InfiniiVision 3000G X-シリーズ オシロスコープ

最速の波形更新速度とゾーントリガを備えた100 MHz～1 GHz帯域幅モデル

周波数帯域幅100 MHz/200 MHz/350 MHz/500 MHz/1 GHzモデル

オシロスコープ

チャネル数

アナログ×2、アナログ×2＋デジタル×16、アナログ×4、アナログ×4＋デジタル×16の4モデル

WaveGen 20 MHzファンクション／任意波形発生器（標準）サンプリングレート

最大5 GSa/s

メモリ

最大4 Mポイント

最大波形更新速度

1,000,000波形／秒

8桁周波数カウンター／トータライザー（標準）ディスプレイ8.5インチ静電式タッチディスプレイ(TFT LCD)

周波数応答アナライザ（標準）校正

3年間の校正間隔アップグレード対応

ハードウェア／ソフトウェアのライセンスオプションを使用可能

7台の測定器を1台に統合

シリアル・プロトコル・アナライザ － I2C、SPI、UART、I2S、
USB-PD（標準）デジタル電圧計（標準）ロジック・アナライザ（MSOモデルに16chのデジタルチャネルを搭載）
インタフェース

USBホスト、USBデバイス、LAN、VGA（標準）キーサイトのInfiniiVision 3000G X-シリーズ オシロスコープは、周波数応答解析（ボード線図プロット）、ゾーントリガ、シリアルバス解析（I2C、SPI、UART、I2S、USB-PD）、波形／測定ヒスト
グラム、マスク／測定リミットテスト、任意波形発生器、およびPathWave BenchVueオシロスコープ制御／自動計測ソフトウェアなど、多くの標準機能を搭載しています。

周波数応答解析 － ボード線図プロット（標準）

ゾーントリガ（標準）組み込みシリアルバス解析（標準）www.keysight.co.jp
本書の情報は、予告なしに変更されることがあります。 © Keysight Technologies, 2022, Published in Japan, January 26, 2022, 3122-1526.JA

波形／測定ヒストグラム（標準）ハードウェアオプション

オシロスコープのモデル
モデル番号
DSOX3012G

チャネル数
アナログチャネル×2

周波数帯域幅100 MHz

モデル番号
DSOXG3SECA

概要
拡張セキュリティーオプション

MSOX3012G

アナログチャネル×2＋デジタルチャネル×16

100 MHzDSOXGPIBGPIBプラグインモジュール

DSOX3014G

アナログチャネル×4100 MHz

DSOXBODE

ボード線図トレーニングキット

MSOX3014G

アナログチャネル×4＋デジタルチャネル×16

100 MHz

N2167A

フロント・パネル・カバー

DSOX3022G

アナログチャネル×2

200 MHz

N2168A

フロント・パネル・カバーとソフト・キャリング・ケース

MSOX3022G

アナログチャネル×2＋デジタルチャネル×16

200 MHz

N2169A

ラックマウントキット

DSOX3024G

アナログチャネル×4

200 MHzMSOX3024G

アナログチャネル×4＋デジタルチャネル×16

200 MHzDSOX3032G

アナログチャネル×2

350 MHzMSOX3032G

アナログチャネル×2＋デジタルチャネル×16

350 MHzDSOX3034G

アナログチャネル×4＋デジタルチャネル×16350 MHz

MSOX3034G

アナログチャネル×4＋デジタルチャネル×16350 MHz

DSOX3052G

アナログチャネル×2

500 MHzMSOX3052G

アナログチャネル×2＋デジタルチャネル×16

500 MHzDSOX3054G

アナログチャネル×4＋デジタルチャネル×16500 MHz

MSOX3054G

アナログチャネル×4＋デジタルチャネル×16

500 MHzDSOX3102G

アナログチャネル×21 GHz

MSOX3102G

アナログチャネル×2＋デジタルチャネル×16

1 GHz

DSOX3104G

アナログチャネル×4＋デジタルチャネル×16

1 GHz

MSOX3104G

アナログチャネル×4＋デジタルチャネル×16

1 GHz

ソフトウェアオプション

プローブオプション（他にも各種プローブが使用可能）
モデル番号
N2870A

概要
パッシブプローブ、35 MHz、1:1、1 MΩ

N2795A

シングルエンド・アクティブ・プローブ、1.0 GHz、10:1、1 MΩ/1 pF、±8 V

N2790A

差動アクティブプローブ、100 MHz、50:1//500:1、8 MΩ//3.5 pF、±1,400 V

DP0010A

差動アクティブプローブ、250 MHz、17:1//85:1、1.7 MΩ//1.5 pF、±42 V

DP0012A

差動アクティブプローブ、1.0 GHz、17:1//85:1、1.7 MΩ//1.5 pF、±42 V

N2750A

差動アクティブプローブ、1.5 GHz、2:1//10:1、200 kΩ//0.7 pF、±5 V

1147B

AC/DCクランプ型電流プローブ、50 MHz、15 A

N7026A

AC/DCクランプ型電流プローブ、150 MHz、40 A

標準付属品
パッシブプローブ：N2843A、500 MHz、10:1の減衰比、1 MΩ//11 pF（1チャネルあたり1本）
ロジックプローブ：N2656A 16チャネル・デジタル・プローブ（MSOモデルのみ）
WaveGen 20 MHzファンクション／任意波形発生器

モデル番号
D3000AUTB

概要
車載ソフトウェアパッケージ（CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、SENT、CXPI、
ユーザー定義マンチェスター PSI5、ユーザー定義NRZ）

組み込みシリアルバス解析：I2C、SPI、UART/RS-232C/485、I2S、USB-PD

D3000AERB

宇宙／防衛ソフトウェアパッケージ（MIL-STD 1553、ARINC 429）

セキュア消去D3000USBB

USB 2.0ソフトウェアパッケージ(USB 2.0 Low/Full-Speed)

D3000PWRB

電源解析ソフトウェアパッケージ（電源品質、電流高調波、スイッチング損失、出力リップル、効率、制御ループ応答、電源電圧変動除去比）

GUIサポート言語：英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、ポルトガル語、イタリア語、ポーランド語、チェコ語、タイ語、トルコ語

D3000BDLB

フルオプション・バンドル・ソフトウェア・パッケージ（上記すべてのセット）

解析機能：マスク・リミット・テスト、測定リミットテスト、周波数応答解析（ボード線図プロット）、波形ヒストグラム、測定ヒストグラム、DVM、8桁カウンター／トータライザー、拡張HDTVビデオ解析

内蔵ヘルプ言語：英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、ポルトガル語、イタリア語、ポーランド語、タイ語
各国用電源ケーブル
校正証明書のソフトコピー

詳細情報：www.keysight.co.jp

詳細情報：www.keysight.com/find/3000G-Series

www.keysight.co.jp
本書の情報は、予告なしに変更されることがあります。 © Keysight Technologies, 2022, Published in Japan, January 26, 2022, 3122-1526.JA