取説RHC-022-060530-5

湿度自動制御器ドライフォグコントローラ
形式：RHC-022

取扱説明書

このたびは、「霧のいけうち」の湿度自動制御器（ドライフォグコントローラ）をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
また、お読みになった後は、いつでも見られる場所に保管願います。

目次
１．安全上の注意
・・・１
２．特長
・・・２
３．取り付けの前に・・・２
４．取り付け方法
・・・３５ 配線方法５．配線方法・・・４
４
６．ご使用方法
・・・９
７．お手入れの方法・・・10
８．｢故障かな？｣
・・・12と思ったら９．仕様
・・・12

１．安全上のご注意! 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

! 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

! 警告
・ 電源電圧はOKですか？
AC100～240V以外では、使用できません。
また、使用する電磁弁の電圧は、電源電圧と一致しているか確認して下さい。

・ 配線工事は確実に端子の緩み等により、ショートするおそれがあります。

・ 本機と配電盤間にブレーカーを入れてください
万一のショート時の予防になります。 （ブレーカーはお客様でご準備下さい。）

・ ケース内部をむやみにさわらない感電のおそれがあります。
結線等するときは、ブレーカーを切ってから行ってください。

! 注意
・ 取り付けは確実に落下等により、機器が破損することがあります。

・ 感湿器（センサー）の設置環境に気をつけてください。
感湿器は、有機溶剤、酸・アルカリ、油分の雰囲気下ではすぐに劣化します。
それらをさけて設置してください。
濡れや結露する場所も避けてください。

・ 10%以下の湿度環境での使用は出来ません。
以下の湿度環境 の使用は出来ません
万一の感湿器故障時のフェールセーフのため、相対湿度10%未満では強制的に出力（噴霧制御）をOFFにする設計としています。

・ 手入れ時は、中性洗剤を用い、やわらかい布で拭いてください。
変色やキズの恐れがあります。

・ 感湿器（センサ
感湿器（センサー）のフィルターを清潔に）のフィルタ を清潔に感湿器の湿度センサー素子フィルターが汚れていると、誤作動の原因となります。
こまめに掃除してください。汚れが取れないようになったら、交換してください。
１

H.Ikeuchi & Co., Ltd.

２．湿度自動制御器の特長
１，環境湿度がその場で数値確認できます。
２，湿度の設定はデジタル設定で正確です。
３，コンパクトな設計で、スリムな形状です。
， ン ク な設計 、 リ な形状 す。
４，簡単な工事で設置できます。
５，電源電圧を選びません（AC100～240Vまで対応）

３．取り付けの前に●納入品について取り付けの前に、以下の物品がそろっていることを確認してください。

RHC-022

感湿器(ｾﾝｻｰ)・・１個（型式：HN-CQAXI3）

ｾﾝｻｰｹｰﾌﾞﾙ(5m) ・・１本

制御器本体 ・・ １個（型式：QF200-03）
木ネジ、ヒューズ等取扱説明書（本書）● お客様でご準備いただくもの・電源ケーブル・制御器本体－電磁弁間のケーブル（断面積1.25mm2の電線コード）
・ブレーカー（５A）● 設置に必要な工具
プラスドライバー、ニッパー、圧着ペンチ等が必要です。

２

H.Ikeuchi & Co., Ltd.

４．取り付け方法●取り付け方法（※１）
設置場所を十分検討（※１）した上で、以下のようにして、制御器本体および感湿器（センサー） 以下の場所へ設置しないてください。
１．有機溶剤や酸・アルカリ雰囲気を取り付けてください。
２．油煙・粉塵の多い場所
３．霧がかかる場所○制御器本体１）図1のように、本体を取り付ける場所に下穴を４カ所（右図の黒丸位置）を開けてください（右図の黒丸位置）を開けてください。

制御器本体
取り付け位置（点線部）

115mm２）制御器本体に付属の壁面固定用ブラケットを装着します
ブラケットを装着します。
その後、木ネジ等で固定してください。

140mm
図1

○感湿器（センサー）

１）感湿器裏側のDINレ ルを外して
１）感湿器裏側のDINレールを外してください。
DIN
レール２）外したDINレールを壁にネジ止めしてください。

３）感湿器（センサー）を写真１のように再びDINレールに装着してください。

①②押す

以上で取り付け作業は完了です
以上で取り付け作業は完了です。

写真１

３

H.Ikeuchi & Co., Ltd.

５．配線方法
一般的な接続方法は下図の通りです。
次頁より、順を追って記していきます。

●接続フロー図（１）電磁弁単体を使用する場合（※４）
感湿器

ｾﾝｻｰ
ｹｰﾌﾞﾙ

本品構成品

制御器本体

電源（※１）
及びｱｰｽ及びｱｽ加湿器（※３）のｴｱｰ接続口へ

ｴｱｰﾚｷﾞｭﾚｰﾀ

電磁弁（※２）加湿器（※３）の水接続口へ

水(max0.5MPa)

ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ（２）ｱﾅﾛｸﾞ電磁弁ﾕﾆｯﾄ（弊社ｵﾌﾟｼｮﾝ品）を使用する場合
感湿器

電源（※１）
及びｱｰｽ

ｴｱｰﾘﾘｰﾌ用電磁弁（※２）

ｴｱｰﾚｷﾞｭﾚｰﾀ

水(max0.5MPa）

本品構成品

制御器本体

噴霧ｴｱｰ用電磁弁（※２）加湿器（※３）のｴｱｰ接続口へ

ｱﾅﾛｸﾞ電磁弁ﾕﾆｯﾄ
加湿器（※３）の水接続口へﾚｷﾞｭﾚｰﾀ

４

H.Ikeuchi & Co., Ltd.

（３）ﾃﾞｼﾞﾀﾙ電磁弁ﾕﾆｯﾄ（弊社ｵﾌﾟｼｮﾝ品）を使用する場合
本品構成品

制御器本体

感湿器

ｾﾝｻｰ
ｹｰﾌﾞﾙ

電源（※１）
及びｱｰｽ

a接点-ｺﾓﾝ接続b接点-ｺﾓﾝ接続ｴｱｰ
ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ

ｴｱｰﾘﾘｰﾌ用
電磁弁（※２）加湿器（※３）のｴｱｰ接続口へ

噴霧ｴｱｰ用電磁弁（※２）

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ電磁弁ﾕﾆｯﾄ
加湿器（※３）の水接続口へ

水(max0.5MPa)
ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ（※１）電源について①電源はAC100V～240Vです。
②電源ケーブルはお客様で手配してください。

（※２）電磁弁選定時の御注意点について①作動電圧が電源電圧と同一な機種を選定ください。
①作動電圧が電源電圧と同な機種を選定ください②電磁弁単体を選定する場合は、次の点にも注意してください。
・作動時に弁が開くﾀｲﾌﾟ（通電時開）・サージキラー無しのタイプを選定して下さい。
（本体にサージキラーが内蔵されています）（※３）加湿器についてAKIMist”E”（写真２）等各種とりそろえています。
詳しくは、弊社営業担当までお問い合わせください。

（※４）
電磁弁単体で使用すると、噴霧停止時に加湿器から荒い霧が出る場合があります。
荒い霧の発生を防ぎたい場合は（２）（３）を選定するようにしてください
ようにしてください。

５

写真２

H.Ikeuchi & Co., Ltd.

●配線方法
感電、ショート、配線ミスのないように確実に結線してください。
このﾈｼﾞを外すと、ﾌﾟﾚｰﾄが外せます

１）制御器の白色ﾌﾟﾚｰﾄを外してから、電源ｹｰﾌﾞﾙ、ｱｰｽ、電磁弁ｹｰﾌﾞﾙ、付属付属のｾﾝｻｰｹｰﾌﾞﾙをそれぞれｻ ｹ ﾞ をそれぞれ差し込み口から挿入してください。
（写真３）
ｾﾝｻｰｹｰﾌﾞﾙ以外のｹｰﾌﾞﾙ類
は、お客様でご手配ください

白色プレート

写真３
センサーケーブル差込口

電磁弁ｹｰﾌﾞﾙ
差込口

電源ｹｰﾌﾞﾙ＆ｱｰｽ差込口２）端子台に結線してください。（短絡線は取り付けて出荷しています）
・電磁弁単体の場合－白＋赤

写真4-1 参照

ｾﾝｻｰｹｰﾌﾞﾙ(感湿器へ）
ｱｰｽ
緑a接点

AC100V～240V

ｱｰｽ注）ａ接点 ： 測定値（PV値）が調節目標値（SV値）より低いと閉じます。
高くなると接点が開きます。
エアーのON／OFF（噴霧のON／OFF）用電磁弁に用います。
短絡線ｂ接点は使用しません。ここには接続しないでください

噴霧ｴｱｰ
電磁弁
(通電時開)

写真４-1

６

H.Ikeuchi & Co., Ltd.

ｾﾝｻｰｹｰﾌﾞﾙ(感湿器へ）

・弊社ｵﾌﾟｼｮﾝ品のｱﾅﾛｸﾞ電磁弁ﾕﾆｯﾄの場合－白＋赤

写真4-2 参照

ｱｰｽ緑AC100V
ｱｰｽ～240V
a接点

注）ａ接点 ： 測定値（PV値）が調節目標値（SV値）より低いと噴霧エアー（SV値）より低いと噴霧エア
電磁弁の接点が閉じ、エアーリ
リーフ電磁弁の接点が開きます。
(噴霧状態になります)ｂ接点 は使用しません。ここには接続しないでください。

ｺﾓﾝ短絡線

ｴｱｰﾘﾘｰﾌ
ｱ ﾘﾘ
電磁弁(通電時閉)

噴霧ｴｱｰ
電磁弁(通電時開)

電磁弁ﾕﾆｯﾄ(弊社ｵﾌﾟｼｮﾝ品)

ｾﾝｻｰｹｰﾌﾞﾙ(感湿器へ）

・弊社ｵﾌﾟｼｮﾝ品のﾃﾞｼﾞﾀﾙ電磁弁ﾕﾆｯﾄの場合－白＋赤

写真4-3 参照

ｱｰｽ
緑

b接点

写真４-2

AC100V
ｱｰｽ～240Va接点注）ａ接点 ： 測定値（PV値）が調節目標値（SV値）より低いと閉じます。
高くなると接点が開きます。
エアーのON／OFF（噴霧のON／OFF）用電磁弁に用います。
ｂ接点 ： 測定値（PV値）が調節目標値（SV値）より低いと開き 高く（SV値）より低いと開き、高くなると接点が閉じます。
エアー配管内を強制排気し、瞬時に噴霧を停止させるエアーリリーフ用電磁弁に用います。

ｺﾓﾝ短絡線

ｴｱｰﾘﾘｰﾌ
電磁弁(通電時開)

噴霧ｴｱｰ
電磁弁(通電時開)電磁弁ﾕﾆｯﾄ(弊社ｵﾌﾟｼｮﾝ品)

７

写真４-3

H.Ikeuchi & Co., Ltd.

３）制御器本体の扉を閉じてください。

４）感湿器の端子台カバーを開けた後、写真５の様にセンサーケーブルを端子台に取り付けてください。

赤＋

白ー

左から２番目が赤(+)、３番目が白(－)。

写真５
写真・ケーブル装着のコツ
マイナスの精密ドライバーを図２のように一番奥に突っ込んでから、押しながら上に持ち上げます。

金具A金具B

すると、金具Bが下がり、金具Aとの間にスキマが出来るのでそのスキマにケーブルを差し込んでください。

図２５）感湿器の端子台カバーを閉じてください。

以上で配線作業は完了です。
配線ミスがないかもう一度確認してください。

８

H.Ikeuchi & Co., Ltd.

６．ご使用方法
測定値(PV）

電源ｽｲｯﾁ

調節目標値(SV）

ダウンキー

噴霧ﾗﾝﾌﾟ(緑)アップキー

ｱﾗｰﾑ（※）※）ｱﾗｰﾑ点灯時は、P12の 「故障かな？」と思ったら を参照ください。

●電源スイッチをONにすると、測定値(PV)と調節目標値 (SV)が表示され、次の通り運転します。
・PV値＜SV値 の時は噴霧します。同時に噴霧ﾗﾝﾌﾟ（緑）が点灯します。
・PV値＞SV値 の時は噴霧停止します。噴霧ﾗﾝﾌﾟは、消灯します。
●調節目標値(SV)を変更したいとき
写真６の様に アップキー、押して変更してください。

ダウンキーを変更中は、SV値のピリオドが点滅します。
変更後約５秒経過して、ピリオドが消えたら、SV値変更完了です。

写真６

９

H.Ikeuchi & Co., Ltd.

７．お手入れの方法●日常のお手入れ
湿度センサー素子
フィルター

・ 汚れが付いたときには、柔らかい布に中性洗剤等をつけて優しく拭くようにしてください。
・ 湿度センサー素子フィルター（写真７)にホコリ、汚れが付かないように随時エアブロー等で掃除をしてください。
（汚れたままですと、誤作動の原因となります。）

写真７●湿度センサー素子フィルター交換手順
エアーブローを用いても汚れが取れなくなった
ときは、次の手順で交換（有償）してください。
ときは、次の手順で交換（有償）してくださ。
（補用品No.3）
１）湿度センサー素子の底面プラグ（図３）をﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰまたはｺｲﾝを用いて外してください。
２）フィルターを取り外し、新品を挿入してください
３）プラグを再び取り付けて完了です。

図３

湿度センサ 素子の湿度センサー素子の底面プラグ位置●湿度センサー素子交換手順
・素子は消耗品です。制御器の動作がおかしくなったら、寿命と考えられますので、以下の方法で交換（有償）してください。
（補用品No.2）

素子交換
スイ チ
スイッチ
湿度ｾﾝｻｰ
素子ﾘﾝｸﾞ

１）湿度センサー素子のリング（図４）を反時計方向に回し、引き抜いてください。
２）新しい素子を差し込みリングを時計方向に回してください。

図４３）素子交換スイッチを押すと完了です（図4参照）●補用品リスト
No

補用品名

型番

備考

１

感湿器（湿度センサー）

HN-CQAXI3

No.２、３込みとなります。

２

湿度検知素子HN-CSQLI
Q

No３込みとなります。
o 込みとなります。

３

湿度検知素子用フィルター

HN-CSQLI用フィルター

１０H.Ikeuchi & Co., Ltd.

●ヒューズ交換手順
交換手順・スイッチを入れても動かないときは、ヒューズ切れと考えられますので次の手順で交換してください。
１）ブレーカーを切り、本体に電圧がかかっていないのを確かめる。

外すネジ（４本）

２）扉を開け、表示パネル左右の４本のネジを外します。
（写真８）

写真８
３）指示計部の上左部にマイナスドライバーを差し込み、上に起こします。(写真９）起こす
起す

このあたりにﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰを差し込む

写真９４）ヒューズを交換します。
（写真１０）（適合ヒューズ ＝AC２５０V, ５００mA）
ヒューズ

写真１０５）元通りに組み付けて、完了） 通りに組 付け完了 です。
す１１

H.Ikeuchi & Co., Ltd.

８．「故障かな？」と思ったらお問い合わせの前に 以下のことについてご確認ください
お問い合わせの前に、以下のことについてご確認ください。
No

こんな時は1スイッチを入れても作動しない。

234

設定湿度と実際の湿度が食い違う

湿度センサー素子の交換後に正常動作しないアラームランプが点灯する

ご確認ください直し方

電源が入っていない

電源を入れるヒューズが切れている

ヒューズを交換する（p11参照）

湿度センサー素子フィルターが汚れている

湿度センサー素子フィルターを掃除、または新品と交換する。（p10参照)

結露等で濡れている１２時間程度室温乾燥させて下さい。

湿度センサー素子の寿命（※）

湿度センサー素子を新品と交換する（p10参照)

素子交換スイッチ押し忘れ

素子交換スイッチを押す（p10参照)

ｾﾝｻｰｹｰﾌﾞﾙが端子台から外れている。
または断線している。
（測定値(PV)は「_ _ _」を表示）

センサーケーブルの接続を点検して下さい。

湿度が10%以下である（測定値(PV)は10%以下の値表示）

本装置では湿度10%以下の環境では使用できません。（仕様参照下さい）

感湿器（センサー）の故障（※）（測定値(PV)は「_ _ _」を表示）

感湿器（センサー）を新品と交換する（弊社営業までお問い合わせ下さい）※寿命・故障かどうか確かめるための「ダミー素子」を用意しています 詳しくは弊社営業までお問い合わせください※寿命・故障かどうか確かめるための「ダミー素子」を用意しています。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

９．仕様
項目

本体

感湿器
(湿度ｾﾝｻｰ)

仕様

備考

型式

QF200-03

設定範囲

11～100%RH

湿度精度（定格）
度精度 定格±3%RH

電源電圧（定格）

AC100～240V（50,60Hz、単相）

出力電圧は入力電圧と同一です。

使用温度・湿度

0～50℃、10～90%RH

結露しないこと

消費電力

最大5VA（本機のみ）

左記に負荷（電磁弁）分が上乗せ

出力

出力方式

・測定湿度と設定湿度の単純比較による二位置式動作(a、ｂ両接点有）

PID等の機能は無し。

接点容量(電磁弁接続）各接点につき電磁弁２個まで並列接続可電磁弁は、ｻｰｼﾞｷﾗｰ無しを選定の事（制御器本体にｻｰｼﾞｷﾗｰ内蔵の為）保護回路

感湿器からの湿度入力が10%以下になると強制的に噴霧停止信号出力

万一の感湿器トラブル及びｾﾝｻｰｹｰﾌﾞ
ﾙ断線時のフェールセーフ機能

ケース

ポリカーボネート

扉は透明ポリカーボネート

重量約750g

型式

HN－CQAXI3

素子素材

高分子フィルム

応答時間

素子単体15秒以内

湿度10%以下の環境下使用不可

１２

H.Ikeuchi & Co., Ltd.

湿度センサーの使用上の注意点について

１．取り付け場所に関する注意点
湿度センサーの取り付けに際して、下記場所を避けてください。
・次の雰囲気が強い場所（乾湿エレメントは吸湿特性のある高分子フィルムと、水蒸気を透過する極めて薄い電極から構成されていますので、早い劣化が予想されます。
（ケトン系有機剤，エステル系有機溶剤，ハロゲン類，強散系物質，腐食性物質，オイルミスト・塩分ミストの多い環境）

・結露を生じたり、雨水のかかる場所
・ほこり、粉塵の多い場所
・直射日光があたったり、温度変化の激しい場所
・空気の流れによどみがあり平均的湿度の得られない場所
・爆発性ガス、腐食性ガス、可燃性ガスなどがある場所
・周囲温度が０～５０℃以外の場所（低い温度環境では「結露」の無いことをお確かめください）

２．湿度センサーの校正について
本湿度センサーは、基準湿度発生装置内で光学式露天計を二次標準器を用いて、高度に校正され出荷されています
されています。
なお、下記３項に記しますようにアスマン式のような通風乾湿球湿度計は、取り扱い等による誤差が生じやすいので、湿度のトレサビリティー体系には入っていませんし、本センサーも比較は実施されていません。

３．他の湿度計測器より得られる測定値との比較に際して他の測定装置との比較を行うときは、温度条件を同一にする必要があります。厳密には、恒温水槽に沈めたチャンバーに調湿空気を流した状態で比較する必要があります。
チ
ンバ に調湿空気を流した状態で比較する必要があります
通常の環境下で他の装置と比較する時には、下記の点にご注意ください。
①アスマン乾湿計
アスマン乾湿計の取り扱いに際しては、ＪＩＳ－Ｚ８８０６に基づき充分に注意ください。
アスマン乾湿計と本湿度センサーとの差は、１０％Ｒ．Ｈ．になる事もあります。
②毛髪式湿度計
一般的には、毛髪の伸縮に３時間以上を要するようです。また、毛髪の伸縮は湿度だけでなく温度変化によっても発生しますので、このタイプを規準器するのは無理と考えられます。
１０％Ｒ Ｈ 程度の誤差が発生するものもあります。
１０％Ｒ．Ｈ．程度の誤差が発生するものもあります。
③ハンディー型湿度計
高分子膜を使用した製品は応答も速く充分に規準器として使用できます。但し、ハンディー型湿度計の検出エレメントは性能変化が生じていることもありますので、最低でも年１回の校正を実施してください。

４．湿度センサー素子の保守点検について定期的に、湿度センサー素子フィルターの汚れや目つまりを点検してください。
定期的に、湿度センサ素子フィルタ の汚れや目つまりを点検してください。
空気中の塵埃の多い場所での使用は、年１回または、使用環境に応じて頻度を増し、点検、掃除、交換を行ってください。
また、長期の高精度、高信頼を維持するためには、湿度センサー素子の定期的な交換を推奨いたします。

５．湿度計測上の注意事項①温度変化が湿度に与える影響相対湿度計測上 も とも注意すべき事は温度です 温度の±０ １℃の差は 相対湿度±１％Ｒ Ｈ に相対湿度計測上、もっとも注意すべき事は温度です。温度の±０.１℃の差は、相対湿度±１％Ｒ.Ｈ.に相当します。このように、測定場所の温度が変化している場合は特にご注意ください。
②応答性
本湿度センサーの温度変化に対する応答は単独で約５～１５分ですが、近くに他の物体があったりする場合は、その影響を受け応答が遅くなります。また、最初の作動時には最低３０分必要です。