Manuel du patientFR

Gebrauchsanweisung für Patienten

DE

Manual del pacienteESΕγχειρίδιο για τον ασθενή

EL

Patient Manual

EN

Manuale del pazienteITPatiënthandleiding

NL

Manual do Paciente

PT

BruksanvisningSV

Patienthåndbog

DA‫دﻟﯾل ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻟﻠﻣرﺿﻰ‬AR

FreeStyle™

FR

NE PAS FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL SANS AVOIRAU PRÉALABLE LU ET COMPRIS LE PRÉSENT MANUEL.
SI VOUS NE COMPRENEZ PAS LES DIVERS
AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS QU'IL CONTIENT,VEUILLEZ CONTACTER VOTRE FOURNISSEUR AVANT DETENTER DE L'UTILISER. SI CES PRÉCAUTIONS NE SONTPAS OBSERVÉES, DES BLESSURES OU DES DOMMAGESMATÉRIELS PEUVENT SURVENIR.
Fumer pendant l'utilisation d'oxygène est la première causede blessures et de morts dues au feu. Vous devez respecter
les avertissement relatifs à la sécurité :Ne pas fumer, ni allumer de bougies, ni autoriser la présence deflammes nues dans la même pièce que l'appareil ou à moins de
1.50 m de tout autre accessoire de transport d'oxygène.
Fumer en portant une canule d'oxygène peut causer des brûluresfaciales et même la mort.
Une canule enlevée et déposée sur un lit, un canapé ou tout autre
textile peut causer un embrasement éclair si elle est exposée à unecigarette allumée, à une source de chaleur ou à une flamme.
Si vous fumez, les trois conseils suivants peuvent vous sauver lavie : Éteindre le concentrateur d'oxygène, enlever la canule etquitter la pièce où se trouve l'appareil.

Des affiches « Interdit de fumer – utilisation d'oxygène »doivent être bien mises en évidence dans l'habitation ou
l'endroit où le concentrateur d'oxygène est utilisé. Les patientset leurs soignants doivent être informés des dangers du faitde fumer en présence d'oxygène médical ou lorsqu'on utilise
ce dernier.

FreeStyle™

FR

TABLE DES MATIÈRES
AirSep® FreeStyle™ Portable
Concentrateur d'oxygène portable
Concentrateur d’oxygène portable FreeStyle™ AirSep
SymbolesPourquoi votre médecin vous a-t-il prescrit de l’oxygène ?
Description du concentrateur d’oxygène portable FreeStyle
Profil de l'opérateur
FreeStyle pour les voyages par avion – Agréé par FAA
Consignes de sécurité importantes
Consignes de sécurité importantes pour la batteriefacultative AirBelt
Mise en route du concentrateur d’oxygène portable FreeStyle
Chargement de la batterie
Canule nasale
Composants de l’appareil FreeStyle
Instructions d’utilisation
Alimentations électriques
Adaptateur universel CA/CC du FreeStyle™
(Instructions d'utilisation)
FiltresRéglage du sélecteur de débit
Alarmes sonores/Voyants lumineux
33
Comment interpréter les voyants et les alarmes du FreeStyle
Nettoyage, entretien et maintenance adéquateBoîtier
Filtres
Sac de transport
Alarme/Indicateur d’entretien
Accessoires FreeStyle
Matériaux en contact direct ou indirect avec le patient
Réserve d’alimentation en oxygène
Dépannage
Spécifications FreeStyleClassification
Garantie limitée

FR1
FR1-2
FR3
FR3-4
FR4
FR5
FR5-11
FR12
FR13-15
FR15-17
FR17-18
FR19-20
FR20-22
FR22-23
FR23-28
FR28-29
FR30-31
FR31FR33-34
FR35-37
FR35
FR36
FR37
FR37
FR38-39
FR40
FR40
FR40-43
FR44-47
FR48
FR49

FR

FreeStyle™

FreeStyle™

FR

Concentrateur d’oxygène portable FreeStyle™ AirSep
Le présent manuel du patient vous permet de vous familiariser avec leconcentrateur d’oxygène portable (POC) FreeStyle™ d'AirSep. Veuillez lire
attentivement l’ensemble des informations contenues dans le présent manuel etassurez-vous de les avoir bien comprises avant de faire fonctionner votre appareil
FreeStyle. Votre fournisseur agréé sera à votre disposition pour répondre à voséventuelles questions concernant ce matériel.

SymbolesDes symboles, plutôt que des mots, sont couramment utilisés sur les appareils ou
le manuel dans le but de diminuer le risque d’incompréhension due aux différences
linguistiques. Les symboles facilitent également la compréhension d'un concept
dans un espace restreint.
Le tableau suivant comporte une liste de symboles et de définitions utilisés avec
le concentrateur d’oxygène FreeStyle.
SymboleMN131-1 F

Description

SymboleDescription

Danger – Décrit undanger ou une
pratique dangereusequi, si elle n'est pasévitée, peut provoquer
une blessure
corporelle grave ou
fatale ou causer desdommages matériels

Dispositif de classe
II avec double
isolation

Mise en garde – Décrit
un danger ou une
pratique dangereusequi peut provoquer
une blessure
corporelle légère ou
des dégâts matériels
légersConforme à ladirective 93/42/CEEémise parl'organisme agréén° 0459

REMARQUE – Fournit
des informations
suffisamment importantes
pour être mises enévidence ou répétées.

Voir instructions

FR-1

FR

FreeStyle™

RTCA/DO-160
Section 21
Conforme à laCatégorie M

Consulter ladocumentation fournie
avec l'appareil

Tenir au sec
l’appareil et lesaccessoires

Ne pas huiler ni
graisserL’élimination par une
méthode appropriéedes déchets dedispositifsélectriques etélectroniques est
requiseInterdiction de fumer

Ne pas démonter

Équipement de type
BF

Consulter les
instructions
d'utilisation

Conforme à RTCA
DO160 Section 21
Catégorie M. Exigence
FAA SFAR 106

Agence de sécurité
pour la norme
CAN/CSA C22.2
n°60601-1-08 M90
relative aux
dispositifs électromédicaux.

Ce côté-ci vers le haut

Agence de sécurité
pour la norme
CAN/CSA C22.2
n°601.1 M90 relative
aux dispositifsélectro-médicaux.

Fragile – manipuler
avec soin

Concentrateurd'oxygène portable
agréé FAA
Ne pas exposerà une flamme nue

FR-2

MN131-1 F

FreeStyle™

FR

Pourquoi votre médecin vous a-t-il prescrit de l’oxygène ?
De nombreuses personnes souffrent de types divers de maladies cardiaques,pulmonaires ou autres pathologies respiratoires. Nombre de ces patients peuvent
bénéficier d’une oxygénothérapie supplémentaire à la maison, pendant leursvoyages ou lorsqu’elles prennent part à des activités quotidiennes hors de leurdomicile.
L’oxygène est un gaz qui constitue 21 % de l’air ambiant que nous respirons. Pourfonctionner correctement, notre corps dépend d’une alimentation en oxygène
régulière. Votre médecin vous a prescrit une oxygénothérapie supplémentaireselon un réglage donné pour remédier à vos problèmes respiratoires personnels.
Bien que l'oxygène ne génère pas de dépendance, toute oxygénothérapie nonautorisée peut s’avérer dangereuse. Consulter impérativement un médecin avant
toute utilisation de ce concentrateur d’oxygène. Le fournisseur agréé qui vous
fournit votre matériel d’oxygénothérapie vous montrera comment le régler sur ledébit qui vous a été prescrit.
Le concentrateur d'oxygène portable FreeStyle peut être utilisé
pendant le sommeil du patient sur recommandation d'un clinicien
qualifié.
Il est très important de sélectionner correctement le débit
d’oxygène qui vous a été prescrit. Ne pas diminuer ni
augmenter le débit de l’appareil sans avoir préalablement
consulté votre médecin.

Qu'est-ce que le concentrateur d’oxygène portable FreeStyle ?
La commercialisation des concentrateurs d’oxygène a commencé au milieu desannées 1970. Ils sont désormais la source d’apport en oxygène complémentairela plus pratique et la plus fiable actuellement disponible sur le marché. Lesconcentrateurs d’oxygène remplacent de façon plus économique, efficace et sûreles cylindres d'oxygène sous haute pression ou l’oxygène liquide.
Le concentrateur d’oxygène fournit tout l’oxygène dont vous avez besoin, sanslivraisons régulières de cylindres ou de bouteilles.
L’air que nous respirons comporte approximativement 21 % d’oxygène, 78 %d’azote et 1 % d’autres gaz. Dans l’appareil FreeStyle, l’air ambiant traverse unematière régénérative et absorbante, appelé « tamis moléculaire ». Cette matière
sépare l’oxygène de l’azote. Le débit d’oxygène très pur qui en ressort est transmis
au patient.
MN131-1 F

FR-3

FR

FreeStyle™

Le FreeStyle allie une technologie avancée de concentrateur d'oxygène à une
technologie de conservation d'oxygène pour le concentrateur d'oxygène portable
le plus petit et le plus léger du monde qui ne pèse que 2 kg. Le FreeStyle produit
efficacement son propre oxygène et le disperse rapidement sous forme depulsation d'oxygène au tout début de la phase d'inhalation. Ceci élimine legaspillage des appareils produisant un flux d'oxygène continu, même lorsque vous
expirez. Cet oxygène pulsé correspond à un débit continu. Le FreeStyle produitl'équivalent de plus de 3 l/min dans un conditionnement léger facilementtransportable hors domicile.
Le FreeStyle peut s’alimenter depuis quatre sources différentes. (Se reporter à lasection « Alimentation électrique » du présent manuel).

Profil de l'opérateur :Les concentrateurs AirSep sont conçus pour fournir de l'oxygène supplémentaireà des personnes souffrant d'un malaise dû à des maladies affectant l'efficacité despoumons à transférer l'oxygène de l'air dans leur système sanguin. Le
Concentrateur d'oxygène portable donne la possibilité d'utiliser un système nonlivrable plutôt qu'un système livrable (réservoir d'O2) qui rend l'utilisateur
relativement autosuffisant en termes d'utilisation à domicile, de mobilité (tant àl'intérieur qu'à l'extérieur de la maison) et de qualité de vie en général. L'utilisation
du concentrateur d'oxygène requiert une prescription médicale et ne doit pas êtreutilisé à des fins de réanimation.
Bien que l'oxygénothérapie puisse être prescrite aux patients de tout âge, lepatient typique à l'oxygénothérapie est âgé de plus de 65 ans et souffrir d'une
broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). Les patients ont
généralement de bonnes capacités cognitives et doivent pouvoir signaler lemoindre malaise. Si l'utilisateur n'arrive pas à signaler un malaise ou ne peut pas
lire et comprendre l'étiquetage et les instructions d'utilisation du concentrateur,alors l'utilisation doit se faire uniquement sous la surveillance d'un expert. Si un
malaise survient pendant l'utilisation du concentrateur, il est conseillé aux patientsde rencontrer leur professionnel de santé. Il est également conseillé aux patientsd'avoir de l'oxygène de secours tout près (notamment une bouteille d'oxygène)
dans les cas de panne d'électricité ou du concentrateur. L'utilisation duconcentrateur n'exige pas d'autres techniques exceptionnelles ou compétences
de l'usager.

FR-4

MN131-1 F

FreeStyle™

FR

FreeStyle pour les voyages par avion – Agréé FAA
Le FreeStyle a reçu l'approbation de la Federal Aviation Administration (Bureau
fédéral de l'aéronautique) relative à l'utilisation à bord des vols commerciaux parles passagers sur oxygène à travers l'amendement 2006 du SFAR 106.
En outre, depuis le 13 mai 2009, un nouveau Département des transports (DOT)
dirigé par la FAA a décidé que les transporteurs basés aux États-Unis, de mêmeque les vols internationaux en provenance ou à destination des USA doivent
permettre aux passagers ayant des concentrateurs d'oxygène portables agrééspar la FAA de les utiliser à bord et pendant le vol en cas de nécessité. Consultez
directement les compagnies aériennes individuelles avec lesquelles vous voulez
voyager pour des informations mises à jours sur leurs politiques particulières enmatière de concentrateur d'oxygène portable.

---- [Lire la section Consignes de sécurité importantes avant de mettre cetappareil en marche.] ----

Consignes de sécurité importantes
Il est recommandé de consulter et de se familiariser avec les informations desécurité importantes suivantes, relatives au concentrateur d’oxygène FreeStyle.
Cet appareil dispense un oxygène extrêmement pur
susceptible de s'enflammer très vite. Interdire de fumer etd'utiliser des flammes nues à moins d’un mètre cinquante de(1) cet appareil, ou de (2) tout autre accessoire de transportd’oxygène. Enfreindre cet avertissement pourrait causer un
incendie grave, des dégâts matériels ou des dommages
physiques, voire un accident mortel.

Si vous vous sentez mal à l’aise ou en cas d'urgence
médicale, sollicitez immédiatement une assistance médicale.

Ne pas chauffer à plus de 60 °C

MN131-1 F

FR-5

FR

FreeStyle™

Cet appareil ne doit pas être utilisé à des fins de réanimation.
Les patients des services gériatriques, pédiatriques ou tout
autre patient incapable de signaler un malaise lorsqu'ils
utilisent cet équipement peuvent avoir besoin d'une
assistance supplémentaire. Les patients présentant une
insuffisance auditive ou visuelle peuvent avoir besoind’assistance pour contrôler les alarmes
N'utiliser ni huile, ni graisse, ni produit à base de pétrole, ni
produit inflammable sur un accessoire de transport d'oxygène
ou sur le FreeStyle. Seules les lotions ou les pommades àbase d'eau ou compatibles avec l'oxygène doivent êtreutilisées. L'oxygène accélère la combustion des substances
inflammables.
Une mauvaise utilisation de la batterie FreeStyle peut causer
une surchauffe. Elle pourrait alors prendre feu et mêmecauser des blessures graves. Ne pas fracturer, frapper,
piétiner, faire tomber la batterie ou soumettre la batterie à desimpacts ou à des chocs violents.
Si le FreeStyle est utilisé à l’extérieur avec l'adaptateur
universel CA/CC, ne brancher cet adaptateur que sur une
prise de terre avec disjoncteur de fuite à la terre.
L'utilisation de câbles et d'adaptateurs autres que ceux
recommandés, à l'exception de câbles et d'adaptateurscommercialisés par le fabricant de dispositifs électro-médicaux
comme pièces internes de rechange peut entraîner une
augmentation des émissions ou une réduction de l'immunité
du FreeStyle.

Aucune modification de cet appareil n'est permise.

FR-6

MN131-1 F

FreeStyle™

FR

Le FreeStyle ne doit pas être utilisé à proximité ou superposé
avec un autre appareil. Au cas où une disposition à proximité
ou superposée est inévitable, l'appareil doit être vérifié pourdéterminer un fonctionnement normal.
Risque de choc électrique. Débranchez le cordon
d'alimentation de la prise de courant avant de nettoyer
l'appareil pour prévenir le risque de choc électrique. Seul
votre fournisseur d'équipement ou un technicien qualifié en lamatière sont autorisés à ouvrir le boîtier de l'appareil ou en
faire l'entretien.
Prendre soin de ne pas exposer le FreeStyle à l'humidité et ne
pas laisser de l'eau pénétrer à l'intérieur. Ceci pourrait
entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil ou une
panne.
De par la loi fédérale des États-Unis, la vente et la location decet appareil doivent se faire sur ordonnance d'un médecin ou
de tout autre prestataire de soins muni d'une licence.

En cas de déclenchement d'une alarme ou si vous constatez
que le FreeStyle ne fonctionne pas normalement, consulter lasection Dépannage du présent manuel. Si vous ne pouvez pas
résoudre le problème, référez-vous à votre fournisseur.

Le concentrateur d'oxygène portable FreeStyle peut être utilisé
pendant le sommeil du patient sur recommandation d'unclinicien qualifié.
L'utilisation du FreeStyle au-delà de sa plage de températuresde fonctionnement peut en affecter la performance, réduire ladurée de vie de la batterie ou augmenter sa durée de recharge.
(Se reporter à la section Caractéristiques techniques duprésent manuel).

MN131-1 F

FR-7

FR

FreeStyle™

Nettoyer toute obstruction éventuelle de l'orifice d'admission
d'air ou de sortie d'air. Ceci peut entraîner une surchauffe du
FreeStyle et en affecter sa performance.
Ne pas faire fonctionner l'appareil dans un espace réduit (parexemple une petite valise ou un sac à main) où la ventilation
est limitée. Ceci peut entraîner une surchauffe du FreeStyle eten affecter la performance.
Pour utiliser le FreeStyle dans une voiture, un bateau ou surd'autres sources de courant continu à l'aide de l'adaptateur
universel CA/CC, démarrer le véhicule et s'assurer qu'il soit enmarche avant de brancher le FreeStyle. Si l'affichage "DCpower supply" (alimentation en courantcontinu) ne s'allume
pas et demande une réinitialisation, débrancher le cordon
d'alimentation CC de la prise de courant continu, redémarrer levéhicule et rebrancher ensuite l'adaptateur universel sur laprise CC. Le manquement à ces instructions pourrait aboutir à
une absence d'alimentation du FreeStyle par l'adaptateur.
Lorsque le moteur du véhicule dans lequel vous utilisez le
FreeStyle est arrêté, débranchez l’appareil et emportez-le avec
vous. Ne laissez pas le FreeStyle dans une automobile
surchauffée ou dans tout autre environnement du même typesoumis à une température trop élevée ou trop basse. Le
fonctionnement ou le stockage de l'appareil en dehors de laplage normale de températures peut influer sur la performance
du FreeStyle. (Se reporter à la section Caractéristiques
techniques du présent manuel).
Si le FreeStyle a été rangé pendant une longue période en
dehors de sa plage normale de températures defonctionnement, vous devez permettre à l'appareil de retrouver
sa température normale de fonctionnement avant de l'e mettreen marche. (Se reporter à la section Caractéristiques
techniques du présent manuel).
Il est très important de sélectionner uniquement le débit
d’oxygène qui vous a été prescrit. Ne procéder à une
modification du réglage du débit que sur avis de votre médecin.

FR-8

MN131-1 F

FreeStyle™

FR

Remplacer la canule jetable suivant les recommandations de votre
fabricant ou de votre fournisseur. Les fournitures supplémentaires
sont disponibles auprès de votre fournisseur de matériel.

Ne pas positionner le concentrateur de manière à rendre
difficile l'accès au cordon d'alimentation.

Le concentrateur doit être placé à l'abri des polluants et desfumées.

Ne pas positionner le concentrateur de manière à rendre
difficile l'accès au cordon d'alimentation.

Les équipements portatifs et mobiles de communication RF
peuvent nuire aux équipements electro-médicaux.

Le tube de la canule doit être résistant à la torsion et avoir une
longueur totale maximale de 7,60 m.

S'assurer que la canule est entièrement insérée et sécurisée.
Ceci permet au FreeStyle de détecter de manière appropriéel'inspiration pour la diffusion de l'oxygène.
Le rangement de FreeStyle pendant de longues périodes à destempératures élevées ou lorsque la batterie est complètement
chargée ou entièrement déchargée, peut écourter la durée devie de la batterie.

MN131-1 F

FR-9

FR

FreeStyle™

Selon la température de la batterie du FreeStyle, le cycle derecharge peut prendre plusieurs minutes à partir de la misesous tension. C'est une situation normale qui assure une
recharge sûre.
La batterie du FreeStyle n'a pas besoin d'être complètement
déchargée pour être remise à la charge. Il est recommandé derecharger le FreeStyle après chaque utilisation.
Une fois l'unité branchée, le chargement peut prendre quelques
minutes pour se déclencher en fonction de la température defonctionnement interne de la batterie. C'est une situation
normale qui assure une recharge sûre. Cette situation arrive
davantage lorsque la batterie est complètement déchargée.
Une fois connectée au courant CA ou CC, la batterie del'appareil se recharge jusqu'à sa capacité totale, qu'il soit enfonctionnement ou éteint.
Si la batterie interne se décharge complètement et que le
FreeStyle s'éteint, l'unité ne peut pas être remise en marche
avec l'AirBelt. Dans ce cas, connectez votre FreeStyle àl'adaptateur de courant continu ou alternatif pendant une courtedurée pour donner assez d'énergie à la batterie interne pourmettre en marche l'appareil. L'AirBelt peut dès lors êtreconnecté pour fournir une durée de fonctionnement
supplémentaire.
Si l'adaptateur du FreeStyle reste branché alors que la batterie
est entièrement chargée, les quatre diodes s'éteignent au boutd’une heure environ.
Il peut être nécessaire de brancher d'abord l'adaptateur
universel CA/CC du FreeStyle à l'unité avant que l'unité
fonctionne pour la première fois sur batterie. Votre Fournisseurde matériel peut avoir déjà suivi cette étape pour vous.

FR-10

MN131-1 F

FreeStyle™

FR

Utiliser uniquement la pièce AirSep n° FI144-1 comme filtred'admission d'air de cet appareil.

Ne pas faire fonctionner le FreeStyle sans avoir mis en place lefiltre d’admission d’air. Si un second filtre est fourni, mettre enplace le filtre « de remplacement » avant de nettoyer le filtre
sale.

AirSep déconseille la stérilisation de cet appareil.

Ne tentez aucune procédure d’entretien autre que les solutions
possibles énumérées dans le présent manuel.

La batterie ion-lithium rechargeable utilisée dans le FreeStylene doit pas nécessairement être entièrement épuisée pour êtrerechargée. Il est recommandé de recharger la batterie quel que
soit son niveau de charge après utilisation.
La batterie se recharge lorsque l'appareil est éteint tout
comme lorsqu'il fonctionne à partir de l' adaptateur universel
CA/CC.
Les batteries au lithium peuvent en permanence perdre de leurcapacité si elles sont exposées à de fortes températures avec
des batteries complètement chargées ou épuisées. Pour unentreposage de longue durée, il est conseillé de charger lesbatteries entre 25 % et 50 % et les conserver dans une plagede températures de 23 °C ± 2 °C.
Des affiches « Interdit de fumer – utilisation d'oxygène » doiventêtre bien mises en évidence dans l'habitation ou l'endroit où leconcentrateur d'oxygène est utilisé. Les patients et leurssoignants doivent être informés des dangers du fait de fumer en
présence d'oxygène médical ou lorsqu'on utilise ce dernier.

MN131-1 F

FR-11

FR

FreeStyle™

Consignes de sécurité importantes pour la batteriefacultative AirBelt
Une mauvaise utilisation de l'AirBelt peut entraîner la surchauffede la batterie, elle pourrait prendre feu et ceci pourrait mêmecauser des blessures graves. Ne pas fracturer, frapper, piétiner,
faire tomber la batterie ou soumettre la batterie à des impacts
ou à des chocs violents.

Remettre en place le capuchon de sécurité sur le cordon de labatterie AirBelt lorsque celle-ci n'est pas utilisée.

Ne pas tenter de recharger la batterie de remplacement AirBelt
avec l'adaptateur universel CA/CC du FreeStyle, pour ne pas
l'endommager.
Pour recharger l'AirBelt, utiliser exclusivement le bloc
d'alimentation AirBelt fourni.
Selon la température de l'AirBelt, le cycle de recharge peut
prendre plusieurs minutes pour démarrer après la mise soustension. C'est une situation normale qui assure une rechargesûre.
La batterie de l'AirBelt n'a pas besoin d'être complètement
déchargée pour être remise à la charge. Il est recommandé derecharger l'AirBelt après chaque utilisation.
Les batteries au lithium peuvent en permanence perdre de leurcapacité si elles sont exposées à de fortes températures avec desbatteries complètement chargées ou épuisées. Pour unentreposage de longue durée, il est recommandé de charger lesbatteries entre 25 % et 50 % et de les conserver dans une plagede températures de 23 °C ± 2 °C.

FR-12

MN131-1 F

FreeStyle™

FR[Lire la section Consignes de sécurité importantes avant de mettre cetappareil en marche.]

Mise en route du concentrateur d’oxygène portable FreeStyle
L'emballage du FreeStyle contient les éléments ci-après tels que présentés dansles Figures 1 à 3. Si l'un de ces éléments est manquant, contactez le fournisseurde votre matériel.
••••

Concentrateur d’oxygène portable FreeStyle avec sac de transport.
Manuel du patient (non affiché)
Adaptateur universel d'alimentation CA/CC (100-240 volts, 50/60 Hz)
avec cordon d'alimentation.
Cordon d'alimentation CC

Figure 2 : Adaptateur universel
d'alimentation CA/CC du FreeStyle/
Cordon d'alimentation
Figure 1 : Unité du FreeStyle

Figure 3 : Alimentation CC du FreeStyle

Il se peut que la boîte contienne également un AirBelt disponible en option, pourrallonger la durée de vie de la batterie. L’emballage de l'AirBelt comprend leséléments suivants (voir la Figure 4 ci-dessous) :••Ceinture pour batterie AirBelt
Adaptateur universel d'alimentation CA/CC (100-240 volts, 50/60 Hz)
avec cordon d'alimentation

MN131-1 F

FR-13

FR

FreeStyle™

Une mauvaise utilisation de l'AirBelt peut entraîner la surchauffede la batterie, elle peut prendre feu et peut même causer desblessures graves. Ne pas fracturer, frapper, piétiner, faire tomber
la batterie ou soumettre la batterie à des impacts ou à des chocs
violents.

Tous les Avertissements, Mises en gardes et Notes doivent être lus avant
de procéder à l'utilisation de votre matériel.
Référez-vous à la page 9 « Consignes de sécurité importantes pour labatterie de remplacement AirBelt ».
Les autres accessoires de remplacement comprennent un harnais pour facilement
convertir le sac de transport du FreeStyle en un sac à dos (numéro de référence
MI284--1) tel que présenté dans la Figure 5. Le FreeStyle peut également êtreporté à la ceinture si on le veut, ceci en alimentant l'AirBelt ou toute autre ceinture
que vous portez à travers les passants qui se trouvent sur le sac de transport du
FreeStyle. (Voir Figure 6.) Le sac d'accessoires en option (numéro de référence
MI286-1) facilite davantage le déplacement en toute convenance lorsque voustransportez les accessoires électriques, les AirBelts optionnels ou le harnais.

Figure 4 : Adaptateur universel
CA/CC/Cordon d'alimentation

Figure 5 : FreeStyle
porté en sac à dos

Figure 6 :Freestyle porté
à la ceinture

Remettre en place le capuchon de sécurité sur le cordon de labatterie AirBelt lorsque celle-ci n'est pas utilisée.

FR-14

MN131-1 F

FreeStyle™

FR

Avant d'utiliser le FreeStyle pour la première fois, veuillez vous familiariser avec
ses principaux composants. Ils sont illustrés dans les figures suivantes et abordés
dans le présent manuel.

Chargement de la batterieS’assurer que la batterie de votre appareil est entièrement chargée avant la toutepremière utilisation autonome et avant toute utilisation ultérieure. Pour vérifier leniveau de charge de la batterie interne, appuyer sur le bouton BATT du panneau
numérique du FreeStyle. La jauge et les indicateurs DEL au-dessus du bouton
BATT s'allument pour indiquer le niveau de charge de la batterie interne (de 25
à 100%). Remarque : La batterie interne se recharge chaque fois que l'appareil
est branché sur une source de courant CA ou CC. Pour recharger la batterieinterne du FreeStyle, il suffit de connecter son adaptateur d'alimentation CA /CC
sur la prise d'alimentation de l'unité. (comme illustré sur la Figure 7) Vérifier que lecordon d'alimentation soit correctement aligné avec la prise. Pour ce faire, vérifier
le raccord en D du câble d'alimentation et de la prise d'alimentation du FreeStyle.
Ils doivent être correctement alignés et lorsque vous débranchez le câbled'alimentation, vous devez d'abord appuyer sur le bouton de relâchement pourl'enlever du FreeStyle. Ceci permet de s'assurer que ni l'unité ni les accessoiresde branchement ne sont endommagés.

Prised'alimentation
du FreeStyle

Appuyer sur
le bouton pourretirer le câbled'alimentation.

AirBelt en option
L'AirBelt disponible en option, pouvant porter à 10 heures la durée de vie totale dela batterie du FreeStyle, nécessite environ 3 heures pour se recharger entièrement
après épuisement de la batterie externe. Pour recharger l'AirBelt, brancher sa
propre alimentation électrique CA à l'extrémité du cordon d’alimentation de l'AirBelt(comme illustré sur la Figure 8) et brancher l’autre extrémité sur une prise decourant alternatif appropriée. La batterie AirBelt est munie d'une jauge/indicateurde niveau de charge, située sur le cordon de cet accessoire. Elle fonctionne
exactement de la même façon que celle de la batterie interne sur le pavénumérique du FreeStyle.

MN131-1 F

FR-15

FR

FreeStyle™

Selon la température de la batterie du FreeStyle, le cycle derecharge peut prendre plusieurs minutes à partir de la misesous tension. C'est une situation normale qui assure une
recharge sûre.

La batterie du FreeStyle n'a pas besoin d'être complètement
déchargée pour être remise à la charge. Il est recommandé derecharger la batterie du FreeStyle après chaque utilisation.

Une fois l'unité branchée, le chargement peut prendre quelques
minutes pour se déclencher en fonction de la température defonctionnement interne de la batterie. C'est une situation
normale qui assure une recharge sûre de la batterie. Cettesituation arrive davantage lorsque la batterie est complètement
déchargée.

Figure 7 : Recharge de la batterieinterneFigure 8 : Recharge de la batterie
Airbelt

La batterie de l'AirBelt n'a pas besoin d'être complètement
déchargée pour être remise à la charge. Il est recommandé derecharger l'AirBelt après chaque utilisation.
••

Il faut environ trois heures et demie pour recharger entièrement la batterieinterne du FreeStyle après épuisement, que l’appareil soit branché ou non sur
l'adaptateur universel CA/CC.
Pendant la charge d'une batterie totalement déchargée, le voyant DEL de
25 % commence d'abord à clignoter rapidement pendant quelques minutes,
puis clignote un peu plus lentement (à intervalle d'une demi-seconde).

FR-16

MN131-1 F

FreeStyle™

•
•
•

FR

Le voyant DEL continue de clignoter jusqu'à ce que la capacité de batterieatteigne 25 %. Le voyant DEL cesse alors de clignoter et reste allumé.
Chacune des quatre diodes, représentant les degrés de charge de 25
à 100 %, clignote comme indiqué plus haut, puis reste allumée en continu
lorsque lorsque leur capacité correspondante est atteinte.
Lorsque les quatre diodes sont allumées en continu, la batterie est
complètement chargée et les 4 diodes restent allumées un certain temps
avant de s'éteindre.
Les batteries au lithium peuvent en permanence perdre deleur capacité si elles sont exposées à de fortes températures
avec des batteries complètement chargées ou épuisées. Pourun entreposage de longue durée, il est conseillé de charger
les batteries entre 25 % et 50 % et de les conserver dans une
plage de température de 23 °C ± 2 °C.

---- [Lire la section Consignes de sécurité importantes avant
de mettre cet appareil en marche.]----

Canule nasale
L’oxygène est transmis à l’utilisateur à partir du FreeStyle via une canule nasale
et un tube. Le tube est branché sur l'orifice de sortie d'oxygène de l’appareil(voir figure 9).

Figure 9 : Branchement de la canule sur la sortie d'oxygène du FreeStyle

AirSep recommande une canule nasale munie d'une tubulure de 2,10 m (référence
AirSep CU002-1). Des tubes d'autres longueurs peuvent être utilisés, la longueur
maximale étant de 7 m 60 canule nasale comprise.

MN131-1 F

FR-17

FR

FreeStyle™

Remplacer régulièrement la canule jetable dans le cadre d'une
utilisation normale. Les fournitures supplémentaires sontdisponibles auprès du fournisseur de votre matériel.

Le tube de la canule ne doit pas être emmêlé et peut avoir une
longueur totale maximale de 7,60 m.

Suivez en permanence les instructions du fabricant de la canulepour une utilisation appropriée. Consultez votre professionnel
de santé agréé pour déterminer la fréquence avec laquelle lacanule doit être remplacée.

S'assurer que la canule est entièrement insérée et sécurisée.
Ceci permet au FreeStyle de détecter de manière appropriéel'inspiration pour la diffusion de l'oxygène.

FR-18

MN131-1 F

FreeStyle™

FR

Composants de l’unité FreeStyle

Poignée
Sortie d’oxygène

Sortie d’air

Sortie d’air

Connecteurs pourbranchementélectrique
Prise d’air/
Couvercle-filtre

Figure 10 : Vue extérieure-avant du FreeStyle
Protection antipoussière
Alarme et indicateurd’entretien

Bouton deréglage du débit

Indicateur(s) du flux depulsations
Jauge/voyantsde la batterie

Batterie (interne)
BoutonFigure 11 : Détail du pavé numérique et des alarmes

MN131-1 F

FR-19

FR

FreeStyle™

RTCA DO160 indiqueque le FreeStyle a été
testé et approuvé
conformément aux
normes FAA.

Étiquette/instructions destinées
au patient

Figure 12 : Vue extérieure – arrière du FreeStyle

Une fois familiarisé(e) avec les composants du FreeStyle, consultez les
instructions dans les pages suivantes pour faire fonctionner l’appareil FreeStyle.

[Lire la section Consignes de sécurité importantes avant de mettre cetappareil en marche.]Instructions d’utilisation
1.

Positionner le FreeStyle de telle sorte que les prises d’air et les sorties
ne soient pas obstruées.

2.

Mettre l’appareil sous tension via (a) la batterie interne ; (b) la batterie
AirBelt : (c) une prise CC (d'une voiture ou d'un bateau à moteur) ; ou (d)une prise CA (une prise de courant normale à domicile). (Se reporter à lasection « Alimentation électrique » du présent Manuel du patient.)

3.

Brancher la canule sur la la sortie d'oxygène.

4.

Soulever la protection anti-poussière de l’appareil.

5.

Mettre en marche l’appareil FreeStyle en appuyant sur le bouton [1], [2]ou [3] du pavé numérique sur l'unité pour obtenir le débit en litre prescrit
par votre médecin. Le voyant DEL vert s’allume au-dessus du bouton

FR-20

MN131-1 F

FreeStyle™

FR

sélectionné. Chaque fois que l’appareil FreeStyle est mis en marche,
une brève alarme retentit. Ceci indique que le FreeStyle est en marche
et prêt à être utilisé.
6.

Pour modifier le réglage du débit, appuyer sur le bouton approprié.
Après la mise en marche automatique, il est normal d'entendre un son
différent lorsque vous changez les paramètres.

7.

Pour éteindre le FreeStyle, appuyer sur le bouton correspondant au
voyant allumé du réglage du débit.

8.

Lorsque le FreeStyle détecte la présence d’une inhalation, l’oxygène
vous est transmis via la canule.

9.

Après la mise en marche du FreeStyle, la durée requise pour parvenir
à une concentration d’oxygène maximale est d’environ deux minutes.
Ne pas utiliser d'huile, ni de graisse, ni de produits à base depétrole ou tout autre produit inflammable avec les accessoires
transportant l'oxygène ou le FreeStyle. Seules les lotions ou lespommades à base d'eau ou compatibles avec l'oxygène
doivent être utilisées. L'oxygène accélère la combustion dessubstances inflammables.

Ne pas chauffer à plus de 60 °C

Il peut être nécessaire de connecter d'abord l'adaptateur
universel CA/CC du FreeStyle au FreeStyle avant que l'unité
fonctionne pour la première fois sur batterie. Le fournisseur devotre matériel peut avoir déjà suivi cette étape pour vous.

MN131-1 F

FR-21

FR

FreeStyle™

Chaque fois que le FreeStyle est mis sous tension, il entame
une période de mise en marche automatique pendant environ
sept minutes. Pendant cette durée, il garde une vitesse
constante quel que soit le réglage. Après cette période, il est
normal d'entendre un changement de vitesse aux réglages 1 et
2. Ce changement de bruit représente les différences deproduction d'oxygène correspondant à chaque réglage.

Alimentation électrique
Le FreeStyle peut être alimenté de quatre façons différentes – la batterie interne,
une alimentation électrique universelle CA/CC, une ceinture AirBelt en option
conjointement avec la batterie interne de l’appareil.
1.

2.

3.

FR-22

Batterie interne : Chaque appareil FreeStyle est muni d’une batterierechargeable interne. Une fois qu'elle est totalement chargée, elle
alimente en électricité l’unité FreeStyle pendant environ trois heures etdemie. Une alarme sonore retentit lorsque l’alimentation électrique de labatterie est faible. L’alarme est décrite dans la section Alarme/Voyants
lumineux du présent manuel.
Chargement de la batterie : Pour charger la batterie interne, brancher
le FreeStyle, soit sur l’adaptateur universel CA/CC et sur une priseélectrique CA de 100 à 240 volts, 50-60Hz, soit sur une prise électrique
CC dans un véhicule automobile (bateau, mobile-home, etc.). Une
batterie épuisée nécessite environ 3 heures et demie pour se recharger
complètement. Il est conseillé de recharger la batterie aussi souvent que
possible, même si elle n’a pas été entièrement épuisée.
Adaptateur universel d'alimentation CA/CC : Un adaptateur universel
CA/CC permet de connecter le FreeStyle à une prise de 100 à 240 volts, 50 à
60 Hz. L’adaptateur convertit la tension CA de 100 à 240 volts en tension CC
pour l’appareil FreeStyle. Lorsque le FreeStyle fonctionne avec l'adaptateur
universel CA/CC, l’alimentation provenant de la sortie CA alimente l’unité etrecharge simultanément la batterie du FreeStyle.
AirBelt en option (Ceinture batterie externe) : Le FreeStyle peutégalement être alimenté par une ceinture batterie externe. Cette ceinture
se porte au niveau de la taille. Utilisée conjointement avec la batterieinterne entièrement chargée, la ceinture AirBelt permet d'alimenter le
FreeStyle pendant une durée maximale de 10 heures. La ceinture se
branche sur l'entrée d'alimentation du FreeStyle. Pour recharger labatterie de la ceinture, il suffit de la brancher sur son propre bloc
d'alimentation en courant alternatif.

MN131-1 F

FreeStyle™

FR

Lorsqu'on utilise une batterie AirBelt conjointement avec une batterieinterne chargée, la batterie interne du FreeStyle se déchargera avant
l'Airbelt. L'AirBelt doit être connectée au FreeStyle avant que la batterieinterne du FreeStyle ne se décharge. Inspecter et connecter l'AirBelt au
FreeStyle avant que sa batterie interne se décharge à 25 % ou moins.
Si la batterie interne se décharge complètement et que le
FreeStyle s'éteint, l'unité ne peut pas être remise en marche
avec l'AirBelt. Dans ce cas, connectez votre FreeStyle à son
adaptateur universel CA/CC pendant une courte durée pourdonner assez d'énergie à la batterie interne pour mettre en
marche l'unité. L'AirBelt peut dès lors être connectée pourfournir une durée de fonctionnement supplémentaire.

Adaptateur universel CA/CC du FreeStyle™
(Instructions d'utilisation)
Raccords du cordon
d'alimentation amovible
CA ou CCSe raccorde à l'unité du
FreeStyle

Figure 13

Le nouvel adaptateur universel d'AirSep pour le concentrateur d'oxygène portable
FreeStyle est le moyen tout en un de vous fournir de l'énergie en tout temps etmême de vous permettre de voyager plus léger – où que vous alliez. L'adaptateur
universel (Numéro de référence PW022), décrit dans cet encart, vous permet defaire fonctionner votre appareil tout en rechargeant sa batterie interne – tout en un– que vous soyez au volant de votre voiture, à bord d'un avion ou simplement
détendu chez des amis. Cet adaptateur universel remplace les deux sourcesd'alimentation distinctes CA et CC précédemment incluses dans l'appareil
FreeStyle et présentées dans le manuel du patient.

MN131-1 F

FR-23

FR

FreeStyle™

Le kit adaptateur est livré avec trois accessoires essentiels ainsi qu'il suit :• Un adaptateur universel (PW017-1) qui fonctionne sur courant alternatifde 120-240 volts et sur diverses sources d'alimentation CC, y compris
l'alimentation d'une automobile et d'avion• cordon d'alimentation amovible CA
CD023-2 Style États-Unis
CD017-2 Style européen, en fonction du lieu d'utilisation
CD025-1 Style australien, ou
CD017-4 Style britannique• Cordon d'alimentation amovible CC comprenant le connecteur pour lesprises type automobile et le conneteur en D à 4 broches pour prises type
EmPower®généralement utilisées dans les transports aériens (CD034-1).
Remarque : Il faut environ trois heures et demie pour recharger entièrement labatterie du FreeStyle après épuisement, que l’appareil soit branché sur une prise
CA ou CC.
Familiarisez-vous avec l'adaptateur électrique universel CA/CC et laconnexion au FreeStyle
Il est recommandé pour toutes les procédures ci-dessous de connecter d'abordl'adaptateur universel à la prise du concentrateur d'oxygène FreeStyle tel
qu'illustré sur la Figure 14. S'assurer de bien le connecter à l'appareil en vérifiant
que l'alignement du sac de transport avec la prise du FreeStyle permet d'obtenir
une connexion sécurisée pour que le cordon « tienne » en place.
Lors de la déconnexion de l'adaptateur du concentrateur d'oxygène portable
FreeStyle, s'assurer d'appuyer sur l'attache située près de l'extrémité du cordon
pour bien dégager et libérer le raccord de l'appareil.

Figure 14

FR-24

MN131-1 F

FreeStyle™

FR

Utilisation avec une alimentation CA
1.
2.
3.
4.

S'assurer que l'adaptateur électrique est correctement connecté à la priseélectrique du FreeStyle tel qu'illustré sur la Figure 14.
Connecter l'extrémité appropriée du cordon d'alimentation CA à la prise sansmarquage CA de l'adaptateur tel qu'illustré sur la Figure 15.
Connecter l'autre extrémité du cordon d'alimentation CA au mur ou à touteautre prise de courant tel qu'illustré sur la Figure 16.
Pour faire fonctionner le concentrateur d'oxygène portable, appuyer sur leréglage [1], [2], ou [3] du FreeStyle sur le panneau supérieur suivant votre
prescription.
Pour éteindre l'appareil, appuyer sur le réglage associé à la DEL allumée tout
au-dessus.

Figure 15

Figure 16

MN131-1 F

FR-25

FR

FreeStyle™

Utilisation avec une alimentation CC (Véhicule automobile,
bateau à moteur, etc.)
Mise en garde : Lorsque vous utilisez le FreeStyle avec l'adaptateur universel dans
une automobile, un bateau ou un autre véhicule à moteur, bien démarrer le véhicule ets'assurer qu'il est en marche avant de mettre l’appareil FreeStyle en marche. Si levoyant de l'alimentation électrique ne s'allume pas et nécessite une réinitialisation,
débrancher l'adaptateur de la prise de courant CC du véhicule, redémarrer le moteurdu véhicule et rebrancher ensuite votre adaptateur CC sur la sortie CC.
1.
S'assurer que votre adaptateur électrique est correctement connecté à laprise électrique du FreeStyle tel qu'illustré sur la Figure 14.
2.
Connecter l'extrémité appropriée du cordon d'alimentation CC à la prise
portant l'inscription ACCESSORY DC IN sur l'adaptateur tel que l'indiquela Figure 17.
3.
Mettre en marche le moteur de l'automobile.
4.
Connecter le cordon d'alimentation CC à la sortie CC de l'automobile tel
que l'illustre la Figure 18.
5.
Pour faire fonctionner le concentrateur d'oxygène portable, appuyer sur leréglage [1], [2], ou [3] du FreeStyle sur le panneau supérieur correspondantà votre prescription. Pour éteindre l'appareil, appuyer sur le réglage associéà la DEL allumée au-dessus.

Figure 17

Figure 18

FR-26

MN131-1 F

FreeStyle™

FR

Utilisation avec l'AirLine Power sur le siège passager(avec la configuration d'une connexion 4 broches)
Utilisation avec l'Airline Power sur le siège passager Figure 2

Avec les configurations d'une connexion 4 broches)
Le FreeStyle d'AirSep agréé FAA vous permet d'utiliser ceconcentrateur d'oxygène portable en vol dans la plupart desvols commerciaux à travers le monde. Chaque compagnie
aérienne établit sa politique d'utilisation du concentrateurd'oxygène portable agréé FAA, de même que les critères et ladisponibilité de la possibilité d'allumer l'appareil à bord del'avion. Les avion équipés d'alimentation passager peuvent
comporter une ou plusieurs des sources ci-après : une priseélectrique CA, une prise électrique CC similaire à celle qu'on
retrouve dans une automobile, ou une prise électrique CCavec une configuration 4 broches.
Si la compagnie avec laquelle vous voyagez permet de connecter le concentrateurd'oxygène portable à un siège équipé d'une alimentation CC avec une
configuration 4 broches, alors suivez les étapes ci-après :1.
S'assurer que l'adaptateur électrique est correctement connecté à la priseélectrique du FreeStyle tel qu'illustré à la Figure 14.
2.
Connecter l'extrémité appropriée du cordon d'alimentation CC à la prise
ACCESSOIRE CC IN sur l'adaptateur électrique tel que l'indique laFigure 19.
3.
Enlever le bout du raccord CC en appuyant sur la languette pour dégager
le connecteur 4 broches tel qu'illustré à la Figure 20.
4.
Insérer la connexion 4 broches à la prise passager CC de l'avion disponible
de manière facultative à votre siège.
5.
Pour faire fonctionner le concentrateur d'oxygène portable, appuyer sur leréglage [1], [2], ou [3] du FreeStyle sur le panneau supérieur suivant votre
prescription. Pour éteindre l'appareil, appuyer sur le réglage associé à la
DEL allumée au-dessus.

MN131-1 F

FR-27

FR

FreeStyle™

Figure 19

Figure 20

Pour de plus amples informations sur l'adaptateur universel du FreeStyle ou sur
tout autre accessoire AirSep, contacter votre fournisseur d'équipement local.

FiltresL’air entre dans le FreeStyle par le filtre d’admission d’air placé sous le boîtier sur
la face avant et en bas du concentrateur d’oxygène. (Voir Figures 21 et 22.) Ce
filtre empêche la poussière et les autres grosses particules présentes dans l’air depénétrer dans l’appareil. Avant de faire fonctionner le FreeStyle, vérifier que le filtre
est propre et bien en place.

FR-28

MN131-1 F

FreeStyle™

FR

Figure 21 : Enlèvement de l'admission
d'air Couvercle du filtre

Figure 22 : Enlèvement du filtre du
Couvercle du filtre

Ne pas faire fonctionner le FreeStyle sans avoir mis en place lefiltre d’admission d’air. Si un second filtre est fourni, mettre enplace le filtre « de remplacement » avant de nettoyer le filtre
sale.

Seule la pièce AirSep N° FI144-1 peut être utilisée comme filtred’admission d’air pour cet appareil.

MN131-1 F

FR-29

FR

FreeStyle™

Réglage du sélecteur de débit
Le FreeStyle est muni de trois réglages de débit : [1], [2], et [3] qui fournissent desdébits correspondant à 1 à 3 l/min d'oxygène. Soulever la protection anti-poussière dupavé numérique de l’appareil, puis appuyer sur le bouton [1], [2], ou [3] correspondant
au débit d’oxygène prescrit par votre médecin. (Voir Figures 23 et 24.)

Figure 23 : Soulèvement de la protection anti-poussière du pavé numérique

Figure 24 : Pressez le bouton de sélection du débit

FR-30

MN131-1 F

FreeStyle™

FR

Il est très important de sélectionner uniquement le débit
d’oxygène qui vous a été prescrit. Ne procéder à toutemodification du réglage du débit que sur recommandation devotre médecin.

Alarmes sonores/Voyants lumineux
Lorsque l’appareil FreeStyle détecte l’inhalation, une pulsation d’oxygène est
transmise via la canule nasale. Le voyant vert au-dessus du débit sélectionné
clignote chaque fois qu'une respiration est détectée.
De plus, lorsque l’appareil est en marche et se recharge à la fois via l’adaptateur
universel CA ou CC, les indicateurs de la batterie FreeStyle indiquent le niveau decharge de la batterie et restent allumés pendant une heure environ après la fin durechargement complet.
Une alarme sonore retentit si la batterie du FreeStyle est faible, si la canule est
débranchée ou si les performances de l’appareil n’entrent pas dans le cadre desspécifications. Les états correspondants aux voyants et aux alarmes sonores sontexpliqués en détail ci-dessous et synthétisés dans le tableau situé plus bas danscette section du manuel.
En cas de déclenchement d'une alarme ou si vous constatez
que le FreeStyle ne fonctionne pas normalement, consulter lasection Dépannage du présent manuel. Si vous ne pouvez
pas résoudre le problème, référez-vous au fournisseur.devotre appareil.

Si vous vous sentez mal à l’aise ou en cas d'urgence
médicale, sollicitez immédiatement une assistance médicale.

MN131-1 F

FR-31

FR

FreeStyle™

o Mise en marche
Une alarme brève retentit au démarrage. Le FreeStyle commenceà fonctionner dès que le signal sonore s’arrête.
o Batterie faible
Lorsque la puissance de la batterie approche un faible niveau de charge,
une alarme brève retentit par intermittence et le voyant jaune (Figure 11)
BATT de batterie à 25 % s’allume également par intermittence. Dans ce
cas, brancher le FreeStyle sur une prise CC ou sur une prise CA, ou bien
recourir à une autre source d’oxygène dans un délai de deux minutes.
Lorsque le FreeStyle est branché à une prise CC ou à une prise CA,
l’appareil FreeStyle fonctionne tout en rechargeant simultanément sabatterie. Le niveau de charge de la batterie est indiqué par la jauge etl'indicateur de charge de la batterie.
o Canule débranchée
Lorsque l'unité FreeStyle est en marche et ne détecte aucune inspiration,
un signal sonore continu retentit et le voyant lumineux jaune d'alarmes'allume au bout de 15 minutes. Dans ce cas, vérifiez le branchement dela canule à l’appareil FreeStyle, puis assurez-vous que la canule nasale
est positionnée correctement sur votre visage et que vous respirez bien
par le nez. (votre médecin peut vous conseiller l’emploi d’une jugulaire,si besoin). Si l’alarme continue de retentir, recourez à une autre sourced’alimentation en oxygène et contactez le fournisseur de votred’équipement.
o Capacité du Freestyle dépassée
Si votre rythme respiratoire entraîne un dépassement de la capacité du
FreeStyle, une alarme rapide retentit toutes les demi-secondes et levoyant lumineux rouge s’éclaire par intermittence. Dans ce cas, laconcentration de l’oxygène fourni par le FreeStyle est en dehors desspécifications de l’appareil. Vous devez alors réduire votre activité
physique, réinitialiser l'alarme en éteignant et rallumant l'unité, et si
nécessaire passer à une autre source d'oxygène disponible et contacter
le fournisseur de votre équipement.
o Dysfonctionnement général
Si le FreeStyle présente un dysfonctionnement général, une alarme
rapide retentit chaque demi-seconde et le voyant s'allume en rouge et encontinu. Dans ce cas, la concentration de l’oxygène fourni par le
FreeStyle est en dessous des spécifications de l’appareil. Passez à une
autre source d'oxygène et contactez le fournisseur de votre matériel.

FR-32

MN131-1 F

FreeStyle™

FR

Cet appareil ne doit pas être utilisé à des fins de réanimation.
Il peut être nécessaire de fournir une assistance
supplémentaire aux patients des services gériatriques,pédiatriques ou autre qui ne sont pas en mesure de signaler
un malaise lorsqu'ils utilisent cet appareil. Les patients
présentant une insuffisance auditive ou visuelle peuvent avoir
besoin d’assistance en ce qui concerne les alarmes decontrôle.

Comment interpréter les alarmes et les voyants lumineux
du FreeStyle
AlarmesonoreÉtat

VoyantIndication

ActionVotre appareil FreeStyle
est prêt à l’emploi.

Indicateur

Bref, continu, audémarrage

Voyant (vert) ;allumagecontinu

Le FreeStyle a été
mis en marche

Indicateur

Non

Voyant (vert) ;allumageintermittent

Le FreeStyle délivre Continuer à utiliser lede l’oxygène sous FreeStyle normalement.
forme de flux pulsé.

Indicateur

Non

Indicateur deniveauNiveau de charge
de la batterie.

Recharger la batteriecomme indiqué.

Indicateur

Non

Voyant continu(jaune)Inspection
nécessaire.

Renvoyez l'appareil aufournisseur de matériel
pour inspection ou
entretien.

MN131-1 F

FR-33

FR

État

FreeStyle™

AlarmesonoreVoyantIndication

ActionAlarmeAlarmecontinue :Bip

Alarme (rouge) ; Aucune respiration
Vérifier le branchement
voyant continu
détectée parde la canule. Assurezl’appareil pendantvous que vous respirez
une période de temps bien par le nez. Si
prédéterminée.
l’alarme persiste,contacter le votre
fournisseur de votre
appareil.

AlarmeIntermittente
bip, bip, bip…

25 %(jaune) BATT ;indicateur debatterie

Le niveau de charge
de la batterie est trop
faible pour fairefonctionner le
FreeStyle.

Brancher immédiatement
l’appareil FreeStyle surune prise CC ou sur une
prise CA.

AlarmeRapide etintermittente
bip, bip, bip…

Alarme (rouge) ; Le rythme
voyantrespiratoire dépasseintermittent
la capacité del’appareil FreeStyle.

Réduire l'activité et si
nécessaire utiliser une
autre source d'oxygène
disponible. Contacter lefournisseur de votre
appareil.

AlarmeRapide etintermittente
bip, bip, bip…

Alarme (rouge) ; Il s’est produit unvoyant continu
dysfonctionnement
général de l’appareil
FreeStyle.

Éteindre l’appareil.
Recourir à une autre
sourced’approvisionnement en
oxygène et contacter lefournisseur de votre
appareil.

FR-34

MN131-1 F

FreeStyle™

FR

Nettoyage, entretien et maintenance adéquateBoîtierÉteindre l’appareil FreeStyle et débrancher le cordon
d’alimentation de l'appareil avant de nettoyer le boîtier.

Ne pas utiliser de liquide directement sur l’unité FreeStyle pour la
nettoyer. Voici une liste non exhaustive des produits chimiques
indésirables d'après les spécifications du fabricant de plastiques: l'alcool et les produits à base d’alcool, les produits à base dechlore concentré (chlorure d’éthylène) et les produits à based'huile (Pine-Sol, Lestoil). Ne PAS utiliser ces produits pour lenettoyage du boîtier en plastique du FreeStyle, car ils risquent del'endommager.

Remplacer régulièrement la canule jetable suivant une utilisation
normale. Les fournitures supplémentaires sont disponibles
auprès du fournisseur de votre appareil.

Veiller à la propreté de l’appareil FreeStyle et le tenir à l'abri dela poussière et de l'humidité. Nettoyer périodiquement lelogement en plastique de l’appareil à l’aide d’un chiffon non
pelucheux ou d’un nettoyant ménager doux, appliqué à l’aide
d’un chiffon humide ou d’une éponge. Inspecter tout
particulièrement la sortie d'oxygène au raccordement de lacanule pour s'assurer qu’elle ne contient pas de poussière, d’eau
ou autres particules.

Pour éviter tout risque de voir la garantie AirSep invalidée,
respectez l’ensemble des instructions du fabricant.

MN131-1 F

FR-35

FR

FreeStyle™

FiltreFiltre d’admission d’air
Au moins une fois par semaine, il faut enlever le cache situé en bas à l’avant del’appareil et laver le filtre d’admission d’air situé à l’intérieur. Le fournisseur de votre
appareil peut vous conseiller de procéder à un nettoyage plus fréquent en fonction
de vos conditions d’utilisation. Pour nettoyer le filtre d’admission d’air, suivre laprocédure suivante :1.

Enlever le filtre du cache et le laver dans une solution d’eau savonneusetiède.

2.

Rincer soigneusement le filtre et enlever l’excédent d’eau à l’aide d’unchiffon absorbant doux. Vérifier que le filtre est bien sec avant de leremettre en place.

3.

Remettre le filtre sec en place.
Ne pas faire fonctionner le FreeStyle sans avoir mis en place lefiltre d’admission d’air. Si un second filtre est fourni, mettre enplace le filtre « de rechange » avant de nettoyer le filtre sale.

AirSep déconseille la stérilisation de cet appareil.

FR-36

MN131-1 F

FreeStyle™

FR

Sac de transport
Pour nettoyer le sac de transport et la bandoulière, brossez-les uniquement avec
de l’eau savonneuse (sans saturation), puis laissez sécher à l’air libre. Ne pas
laver ou sécher le sac en machine.

Affichage double
Entretien nécessaire (jaune)
État de l'alarme (rouge)

Figure 25 : Indicateur d’inspection ou
d’entretien nécessaire

Alarme/Indicateur d’entretien
Lorsque le voyant d’entretien s’allume (en jaune), il est temps de procéderà l’inspection et à l’entretien de l’appareil par le fournisseur de votre appareil. Unefois que le fournisseur de votre appareil a effectué tout entretien nécessaire etvérifié le fonctionnement de l’appareil, le voyant d’entretien est réinitialisé.

MN131-1 F

FR-37

FR

FreeStyle™

Accessoires du FreeStyle
Pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de votre appareil, veuillez
n'utiliser que les accessoires fournis par AirSep par l'intermédiaire du fournisseurde votre appareil. L’utilisation d’accessoires ne figurant pas dans la liste cidessous est susceptible d’affecter les performances ou la sécurité duconcentrateur d’oxygène portable FreeStyle.
Description/N° de référence
Le sac FreeStyle comprend les éléments suivants :comprend:

MI320-1
Sac de transport des accessoires
MI283-1

Sac de transport FreeStyle

MI304-1

Bandoulière FreeStyle (elle fait partie du MI283-1)

CD034-1

Cordon d'alimentation CC (860 mm)

PW0221,2,3 ou 4

Adaptateur universel CA/CC avec chargeur de batteriecomprenant les cordons d'alimentation ci-après selon le cas :PW022-1 Adaptateur universel CA/CC (1,2 m) avec câble d'alimentation
120 V (2,4 m) CD023-2 etCâble d'alimentation CC CD034-1 (860 mm)
PW022-2 Adaptateur universel CA/CC (1,2 m) avec câble d'alimentation
européen (2,5 m) CD017-2 etCâble d'alimentation CC CD034-1 (860 mm)
PW022-3 Adaptateur universel CA/CC (1,2 m) avec câble d'alimentation
australien 250 V CA (2,6m) CD025-1 etCordon d'alimentation CC CD034-1 (860 mm)
PW022-4 Adaptateur universel CA/CC (1,2 m) avec câble d'alimentationbritannique (2,5 m) CD017-4 etCordon d'alimentation CC CD034-1 (860 mm)

FR-38

MN131-1 F

FreeStyle™

FR

L'AirBelt en option comprend les composants suivants :BT0171,2,3 ou 4

AirBelt avec bloc d'alimentation électrique comprenant les câbles
d'alimentation suivants selon le cas :BT017-1

AirBelt avec alimentation PW008-1 (BT017 longueur de cordon
de 1,2 m) avec cordon électrique pour USA CD023-2 120 V CA
(2,4 m)

BT017-2

AirBelt avec alimentation PW008-2 (BT017 longueur de cordon
de 1,2 m) avec cordon électrique pour l'Europe CD017-2 (2,5 m)

BT017-3

AirBelt avec alimentation PW008-3 (BT017 longueur de cordon
1,2 m) avec cordon électrique pour l'Australie CD025-1 (2,6 m)

BT017-4

AirBelt avec alimentation PW008-4 (BT017 longueur de cordon
1,2 m) avec cordon électrique pour le Royaume-Uni (2,5 m)
Options supplémentaires :MI240-2
MI078-1

Rallonge pour AirBelt
Rallonge pour AirBelt nouvelle version Velcro

MI284-1

Le harnais d'épaules en option permet de convertir le sac detransport FreeStyle fourni en un sac à dos

FI144-1

Filtre d’admission d’air

L'utilisation de câbles et d'adaptateurs différents de ceux
recommandés, à l'exception de câbles et d'adaptateurscommercialisés par le fabricant de dispositifs électromédicaux comme pièces internes de rechange peut entraîner
une augmentation des émissions ou une diminution du niveaud'immunité du FreeStyle.

MN131-1 F

FR-39

FR

FreeStyle™

Matériaux en contact direct ou indirect avec le patient
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Boîtier du concentrateur .........................Valtra/ABS/polystyrène
Panneau de commande
du concentrateur .....................................Polyester EBG7 ou équivalent
Porte du panneau de commande ...........Polycarbonate
Poignée du concentrateur ......................Polycarbonate
Sortie de gaz, Buse ................................Polycarbonate
Plaque signalétique ................................Lexan
Cordons spiralés .....................................Polyuréthane
Câbles d'alimentation .............................Polycarbonate/Chlorurede vinyleCordon d'alimentation..............................PVC, Métal
Adaptateur électrique................................... Lexan 940 (Polycarbonate)
Bloc batterie ................................................. Lexane 945
Bloc batterie, inscriptions de l'adaptateur ... Film polyester
Sac de transport du concentrateur ..........100 % Microfibre polyester
avec support PVC
Sac de transport de la batterie,ceinture et bandoulière ............................100 % Microfibre polyester
avec support PVC

Réserve d’alimentation en oxygène
Le fournisseur de votre appareil peut recommander une source d’alimentation en
oxygène de remplacement en cas de panne mécanique ou de coupured’électricité.

Dépannage
Le produit FreeStyle est conçu pour vous assurer des années d’utilisation sansaucune panne.
Si toutefois le concentrateur en oxygène portable FreeStyle ne fonctionnait pas
correctement, reportez-vous au tableau de détection des pannes ci-dessous
contenant les causes possibles et les solutions à apporter, et consulter au besoin
le fournisseur de votre appareil.

Ne tentez aucune procédure d’entretien autre que les solutions
possibles énumérées ci-dessous.

FR-40

MN131-1 F

FreeStyle™

FR

Problème

Cause probable

Solution

Le FreeStyle nefonctionne pas
lorsqu'on appuie sur
un bouton desélection de débit.

La batterie est déchargée. Mettre l’appareil soustension via une prise CC
Il s’est produit un
ou une prise CA.
dysfonctionnement.
Contactez le fournisseurde votre appareil ou
recourez à une autre
source d'alimentation en
oxygène si nécessaire.

Une alarme continue
retentit et le voyant
d’alarme (rouge)s’allume en continu.

Le FreeStyle n'a pas
détecté de respiration
pendant 15 minutes.

Vérifiez le branchement
de la canule.
Vérifiez que le tube de lacanule n’est pas noué.
Assurez-vous que lacanule est bien en place
et que vous respirez parle nez. Pour une
respiration par labouche, votre médecin
peut vous prescrire une
mentonnière.

Alarme intermittente
et le voyant BATT
(jaune) s’allume parintermittence.

La batterie a besoin d’être
rechargée.

Brancher l’appareil sur
une prise CC ou CA
dans les 2 minutes, ou
brancher la ceinture en
option AirBelt.

Alarme rapide, levoyant BATT (jaune)s’allume parintermittence et le
FreeStyle s’arrête.

La charge de la batterie
est trop faible pour fairefonctionner le FreeStyle.

Branchez
immédiatement l'appareil
sur une prise CC ou CA.

MN131-1 F

FR-41

FR

FreeStyle™

L'alarme intermittente Le rythme respiratoire a
rapide retentit et ledépassé la capacité devoyant d’alarmel’appareil FreeStyle.
(rouge) s’allume parintermittence.

Réduire l'activité
physique, éteindre et
rallumer l'appareil.
Passez à une autre
source d'oxygène si
nécessaire et contactez
le fournisseur de votre
appareil.

L'alarme intermittente Un dysfonctionnement
rapide retentit et legénéral s'est produit.
voyant d’alarme(rouge) s’allume encontinu.

Passez à une autre
source d'oxygène si
possible et contactez lefournisseur de votre
appareil.

L’appareil nedémarre pas quand il
est alimenté par labatterie.

L’appareil peut chauffer
ou se refroidir s’il est
emporté hors de lamaison (dans un véhicule
automobile, par exemple).

Laisser le dispositif
atteindre la températurenormale defonctionnement, ce qui
dure quelques minutes
s'il est exposé à detempératures extrêmes.
Branchez provisoirement
votre adaptateur
universel CA ou CC surle connecteur de l’unitéet sur une sourced’alimentation, selon lebesoin, pour réinitialiser
la batterie interne.

Retard de recharge
de la batterie interne.

La batterie interne est
au-delà de la températurede charge.

L'appareil peut être mis
en marche ; toutefois, il
se peut que lechargement de labatterie ne reprenne que
lorsque la batterie aura
atteint une températurenormale. (voir les notes
de la page 9.)

FR-42

MN131-1 F

FreeStyle™

L’alarme se met en
marche lorsquel’appareil est branché
sur la prise CC d’unvéhicule automobile.

Tout autre problème.

MN131-1 F

FRL’appareil ne peuts’alimenter si la batterieest épuisée et si la priseCC n'est pas connectée.

Débrancher l'adaptateur
universel CA/CC de lasource de courant del'automobile, redémarrer
le moteur de l'automobile
puis rebrancher l'adaptateur sur la priseCC de l'automobile pourréinitialiser le disjoncteurde l'adaptateur CC.
Passez à une autre
source d'oxygène si
possible et contactez
le fournisseur de votre
appareil.

FR-43

FR

FreeStyle™

Spécifications du FreeStyle
Concentration en
oxygène* :Réglages 1 à 3 du débit pulsé ; équivalent à un débit continu de
90 % oxygène – 3 % / +5,5 %Réglages du débit : 1, 2 et 3 LPM (équivalent à un débit continu)
Réglages 1 à 3 ±10 %Dimensions :21,8 cm de hauteur x 15,5 cm de largeur x 9,1 cm de profondeur

Poids :

2 kg ; AirBelt en option 0,8 kg

Alimentation :Adaptateur d'alimentation électrique universel CA/CC :(100-240 VAC,1,75 A, Max 50/60 Hz)(11-16VDC 8,0 A Max)

Durée de vie de labatterie (Batterielithium
rechargeable)

3 LPM : 2 heures ; 2 LPM : 2,5 heures ; 1 LPM : 3,5 heures
AirBelt en option employé conjointement avec la batterie interne :3 LPM : 5 heures ; 2 LPM : 6 heures ; 1 LPM : 10 heures

Temps derechargement
de la batterie :3,5 heures ; AirBelt en option : 3 heures

Temps de miseen route :2 minutes

Cycle de vie dela batterie :Environ 300 cycles de chargement, puis 80 % ou moins de lacapacité d’origine.

Signaux sonores etindicateurs visuelsde pulsation :Démarrage – sonore et visuel (voyant indicateur VERT) ;Débit de pulsation – visuel (voyant indicateur VERT) ;État de la batterie – niveau de charge (voyants indicateurs VERTS) ;Canule déconnectée – sonore et visuel (voyant d'alarme ROUGE) ;Surcharge système – sonore et visuel (voyants d'avertissement
et d'alarme ROUGES)
Pression élevée ou faible – sonore et visuel (voyant d’alarme
ROUGE) ;Entretien nécessaire : Visuel (Voyant d'alarme JAUNE)

Niveau sonore :38 dBA au réglage 1 : 41 dBA au réglage 2 : 44 dBA au réglage 3**Plage detempératures :Température de fonctionnement :5 °C à 40 °C
Jusqu'à 95 % de HR (sans condensation)
Température de stockage :-20 °C à 60 °C**Altitude defonctionnement
maximale :Jusqu'à 3 650 m (483mmHg). Des altitudes plus élevées peuvent
altérer son fonctionnement*Sur la base d’une pression atmosphérique de 101 kPa à 21 °C**Le fonctionnement de l'appareil au-delà de ces recommandations peut limiter la capacité duconcentrateur à délivrer des niveaux de concentration en oxygène à des taux par litre élevés.

FR-44

MN131-1 F

FreeStyle™

FR« Suite des spécifications »Les appareils médicaux doivent être manipulés avec précaution pour ce qui est dela compatibilité électromagnétique (CEM) et doivent être installés et mis en service
suivant les règles énumérées dans cette section.
Directives et déclaration du fabricant ± immunité électromagnétique
Le FreeStyle est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou
l'utilisateur du FreeStyle doit s'assurer qu'il se situe dans un tel environnement.

Test
d'IMMUNITÉ
Déchargeélectrostatique(DES)

Niveau d'essai
CEI 60601

Niveau deconformité± 6 kV contact± 6 kV contact± 8 kV air± 8 kV air

Transitoiresélectriques
rapides/salves± 2 kV pour leslignes d'alimentation± 2 kV pour les lignes
d'alimentation

CEI 61000-4-4± 1 kV pour leslignes d'entrée/sortie

Sans objet

Surtension± 1 kV tension
composée± 1 kV tension
composéeCEI 61000-4-5± 2 kV tension
phase-terre

CEI 61000-4-2

Creux de tensions,brèves interruptions
et variations detensiond'alimentation.
CEI 61000-4-11

Champsmagnétiques à lafréquence du réseau
CEI 61000-4-8

Guide ± de l'Environnementélectromagnétique
Les sols doivent être en bois, en béton
ou en carreaux de céramique. Si le sol
est couvert de manière synthétique,l'humidité relative doit être d'aumoins 30 %.
La qualité du courant du réseau doitêtre celle d'un environnement
commercial ou hospitalier typique.

La qualité du courant du réseau doitêtre celle d'un environnement
commercial ou hospitalier typique.

± 2 kV tension phaseterre< 5 % UT(> 95 % creux UT)
pour 0,5 cycle< 5 % UT(> 95 % creux UT)
pour 0,5 cycle

40 % UT(60 % creux UT)
pour 5 cycles

40 % UT(60 % creux UT)
pour 5 cycles

70 % UT(>30 % creux UT)
pour 25 cycles

70 % UT(30 % creux UT)
pour 25 cycles< 5 % UT(> 95 % creux UT)
pour 5s< 5 % UT(> 95 % creux UT)
pour 5 s

3 A/m

3 A/m

La qualité du courant du réseau doitêtre celle d'un environnement
commercial ou hospitalier typique.
Si l'utilisateur du FreeStyle a besoind'une utilisation continue pendant descoupures de courant, il est
recommandé que l'appareil soit
alimenté à partir d'une sourced'énergie permanente ou d'une
batterie.

Les champs magnétiques à lafréquence du réseau doivent êtreà des niveaux caractéristiques d’unemplacement typique dans unenvironnement commercial ou
hospitalier typique.

REMARQUE UT est la tension CA du réseau avant le démarrage du test de niveau.

MN131-1 F

FR-45

FR

FreeStyle™

Directives et déclarationsdufabricant ± immunité électromagnétique
Le FreeStyle est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique ci-dessous. Le client ou l'utilisateurdu FreeStyle doit s'assurer qu'il se situe dans un tel environnement électromagnétique.

Testd'IMMUNITÉ

CEI 60601
TEST DENIVEAU

Niveau deconformité

Évalué RF CEI
61000-4-6

3 Veff
150 kHzà 80 MHz

3 VeffRayonnement RF
CEI 61000-4-3

3 V/m
80 MHzà 2,5 GHz

3 V/mGuide ± de l'Environnementélectromagnétique
Ne pas utiliser d’appareil de communication RF
mobile ou portable à une distance de toute partie du
FreeStyle, y compris ses câbles, inférieure à ladistance de séparation prescrite calculée au moyen
de la formule correspondant à la fréquence del’émetteur
Distance de séparation recommandée
D = 1,2 x √P
D = 1,2 x √P de 80 MHz à 800 MHz
D = 2,3 x √P de 800 MHz à 2,5 GHz
où P est le courant admissible maximal de sortie del'émetteur en watts (W) d'après le fabricant del'émetteur et d la distance de séparation
recommandée en mètres (m).
Les intensités des champs émis par les émetteurs
RF fixes, tels que déterminés par un techniciend'étude de terrain doivent être en deçà du taux deconformité de chaque plage de fréquence.b
Des interférences peuvent être observées au
voisinage d'un équipement repéré par le symbole
suivant :REMARQUE 1 : Entre 80 MHz et 800 MHz, la plus grande fréquence est appliquée.
REMARQUE 2 : Ces directives peuvent ne pas être applicables à toutes les situations. La propagationélectromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion de structures, d'objets et de personnes.
a.

b.

FR-46

Les intensités de champ d’émetteurs radioélectriques fixes, tels que les stations de base de téléphones
radioélectriques (portables/sans fil) et de radios mobiles terrestres, radio amateur, émissions de radio AM et
FM et émission de TV ne peuvent pas être prédites avec précision de façon théorique Pour évaluer
l’environnement électromagnétique induit par les émetteurs radioélectriques fixes, il convient d’envisager unrelevé électromagnétique du site. Si l’intensité du champ mesurée sur le lieu d’utilisation du FreeStyle
dépasse le niveau de conformité RF indiqué ci-dessus, vérifier le FreeStyle pour s'assurer qu’il fonctionne
normalement. Si un fonctionnement anormal est constaté, des mesures complémentaires peuvent êtrenécessaires, telles que la réorientation ou le déplacement du FreeStyle.
Sur la plage de fréquences de 150 KHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à 3 V/m.

MN131-1 F

FreeStyle™

FR

Distances de séparation recommandées entre leséquipements de communication portables RF et le FreeStyle
Le FreeStyle est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF
sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur du VisionAire peut contribuer à éviter le brouillage électromagnétique enmaintenant une distance minimale entre les appareils de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et le
VisionAire telle que prescrite ci-dessous, sur la base de la puissance de sortie maximale de l’appareil decommunication.

Puissance desortie maximale
nominale del'émetteur
W

Distance de séparation en fonction de la fréquence de l'émetteur(m)entre 150kHz et
80MHz
d = 1,2 x √Pentre 80 MHz et
800 MHzd = 1,2 x √Pentre 800MHz et
2,5GHzd = 2,3 x √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Pour les émetteurs dont la puissance maximale nominale n’est pas indiquée ci-dessus, la distance de séparationprescrite d en mètres (m) peut être estimée au moyen de la formule correspondant à la fréquence de l’émetteur,où P est la puissance de sortie maximale nominale de ’émetteur indiquée par le fabricant de l’émetteur, en watts(W).
REMARQUE 1 : à 80 MHz et à 800 MHz, utilisez la distance de séparation de la plage de fréquence supérieure
REMARQUE 2 : ces directives peuvent ne pas être applicables à toutes les situations. La propagationélectromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion de structures, d'objets et de personnes.
Directives et déclarationsdu fabricant – émissions électromagnétiques
Le FreeStyle est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique ci-dessous. Le client ou l'utilisateurdu FreeStyle doit s'assurer qu'il se situe dans un tel environnement.

Essai d'émissions

Conformité

Émissions RF
CISPR 11

Groupe 1

Émissions RF
CISPR 11Classe B

Émissions harmoniques
CEI 61000-3-2Classe A

Fluctuations de tension/émissions dues au
papillotement
CEI 61000-3-3

Conforme

MN131-1 F

Guide de l'Environnement électromagnétique
Le FreeStyle n'utilise l'énergie RF que pour son fonctionnement
interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et
non susceptibles de provoquer un quelconque brouillage
d'appareils électroniques proches.

Le VisionAire convient pour une utilisation dans tous lesétablissements, y compris dans les établissements domestiques
et ceux raccordés directement au réseau électrique bassetension public qui alimente les immeubles utilisés à des finsdomestiques.

FR-47

FR

FreeStyle™

Classification
Type de protection contre les chocs électriques :Classe II La protection contre les chocs électriques est assurée parune double isolation.
Degré de protection contre les chocs électriques :Type BF Matériel assurant un degré particulier de protection contre leschocs électriques concernant :1) Courant de fuite autorisé ;2) fiabilité de la mise à la terre de protection (le caséchéant).
Non destiné aux applications cardiaques directes.
Tests indépendants pour la norme des dispositifs électro-médicaux :Testé pour sa conformité aux
exigences générales de sécurité CEI 60601-1.
CAN/CSA C22.2 N° 60601-1-08 M90 matériel médicalélectrique – Partie 1 : Présentation générale
Exigences de sécurité
Protection contre les interférences électromagnétiques ou autres entre cetappareil et d'autres dispositifs :Testé pour la conformité aux normes EN60601-1-2 (EMC).
Testé pour la conformité aux normes RTCA/DO160 Section
21 Catégorie M.
CISPR 11 / EN 55011 Classe B Groupe 1, « Appareils
industriels, scientifiques et médicaux »FCC Partie 15, Sous-partie B – Classe B Radiations
involontaires
Mode autorisé de nettoyage et de prévention des infections :Se reporter à la section « Nettoyage, entretien etmaintenance adéquate » du présent manuel du patient.
Degré de sécurité d'utilisation en présence de gaz anesthésiques
inflammables :Appareil non adapté à ce type d’application.
Mode de fonctionnement :Fonctionnement en continu.

FR-48

MN131-1 F

FreeStyle™

FR

Garantie limitée
AirSep Corporation garantit le concentrateur d'oxygène portable FreeStyle contre tout
défaut de pièce pendant une durée de trois ans (comme indiqué sur la facture initiale
fournie) à partir de la date de la livraison à l'acquéreur initial dans le cadre de conditions
normales d'utilisation et de fonctionnement. La batterie est garantie un an. Dans lecadre de la présente garantie, les obligations d'AirSep Corporation se limitent à laréparation ou au remplacement de tout appareil (ou de toute pièce d'appareil)
présentant un défaut avéré ou, à l'initiative d'AirSep Corporation, au remboursement
du prix d'achat de toute pièce d'appareil ainsi défectueuse.
Toute pièce d'appareil faisant l'objet d'une demande au titre de la présentegarantie
devra, à la demande d'AirSep Corporation, être retourné en port payé aux frais del'acquéreur à l'usine AirSep avec justificatif de date d'achat. Les frais de retour
seront à la charge de l'acquéreur. Les frais de renvoi seront à la charge del’acquéreur. Les pièces de rechange sont couvertes par la garantie indiquée cidessus pendant la portion non encore expirée de la durée initiale de garantie detrois ans (selon la date initiale d’achat figurant sur la facture fournie). La présentegarantie n’est applicable à aucun article ou pièce ayant fait l’objet d’une utilisation
erronée, d’un accident, d’une opération de maintenance ou d’une application
inadéquate, ou qui a fait l’objet d’une réparation ou d’une modification en dehors
de l’usine AirSep Corporation, sans autorisation écrite préalable de AirSep
Corporation.
LA GARANTIE CI-DESSUS TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE
EXPRESSE OU IMPLICITE, DE FAIT OU DE DROIT, Y COMPRIS NOTAMMENTTOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN BUTPARTICULIER. IL EST EXPRESSÉMENT ADMIS QUE LE SEUL ET UNIQUE
RECOURS DE L'ACHETEUR EN CAS DE DÉFAILLANCE DE PIÈCES ESTLIMITÉ À LA MISE EN OEUVRE DE L'OBLIGATION INCOMBANT À AIRSEPCORPORATION, STIPULÉE CI-DESSUS, ET QU'AIRSEP CORPORATION NE
SERA AUCUNEMENT TENU POUR RESPONSABLE VIS-À-VIS DE
L’ACHETEUR OU DE TIERS EN CAS DE PERTE DE JOUISSANCE DE
L’ÉQUIPEMENT OU DE TOUS AUTRES DOMMAGESSPÉCIAUX, INDIRECTS,
ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS.
Représentant pour l’Europe :Medical Product Services GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany
E-mail : info@mps-gmbh.eu

MN131-1 F

FR-49

FreeStyle™

DE

VOR INBETRIEBNAHME DIESES GERÄTS UNBEDINGTDIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG DURCHLESEN. WENN SIE
DIE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN NICHTVERSTEHEN, WENDEN SIE SICH AN IHRENGERÄTELIEFERANTEN, BEVOR SIE VERSUCHEN, DIESES
GERÄT ZU BETREIBEN; ANDERNFALLS KANN ES ZU
VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN AM GERÄT KOMMEN.
Rauchen während der Verwendung von Sauerstoff ist die
Hauptursache für Brandverletzungen und damit verbundene
Todesfälle. Sie müssen diese Sicherheitswarnhinweise
unbedingt befolgen:
Rauchen, Kerzen oder offene Flammen sind im gleichen Raummit diesem Gerät oder im Umkreis von 1,50 m eines
Zubehörteils, in dem sich Sauerstoff befindet, nicht erlaubt.
Rauchen während des Tragens einer Sauerstoffkanüle kann zu
Verbrennungen im Gesicht und möglicherweise zum Todeführen.
Wenn die Kanüle abgenommen und auf Bettzeug, Sofas oderanderes Stoffmaterial gelegt wird, kann durch eine Zigarette,
Hitzequelle oder Flamme ein Brand ausgelöst werden.
Wenn Sie rauchen, können diese 3 Maßnahmen Ihr Leben retten:
Schalten Sie den Sauerstoffkonzentrator aus, nehmen Sie die
Kanüle ab und verlassen Sie den Raum, in dem sich dieses Gerät
befindet.

DE

FreeStyle™

Warnschilder mit der Aufschrift „Nicht rauchen –Sauerstoffanwendung“ müssen deutlich sichtbar dort
angebracht sein, wo der Sauerstoffkonzentrator in Gebrauchist. Patienten und ihr Pflegepersonal müssen über die
Gefahren des Rauchens in Gegenwart oder während derAnwendung von medizinischem Sauerstoff informiert werden.

FreeStyle™

DE

INHALT
AirSep® FreeStyle™ Tragbarer
Sauerstoffkonzentrator
Tragbarer Sauerstoffkonzentrator FreeStyle™ von AirSep
SymboleWarum Ihr Arzt Sauerstoff verordnet hat
Was ist der tragbare FreeStyle Sauerstoffkonzentrator?
Bedienerprofil
FreeStyle für Flugreisen – FAA-zugelassen
Wichtige Sicherheitsvorschriften
Wichtige Sicherheitshinweise für den optionalen AirBelt
Inbetriebnahme Ihres tragbaren
Sauerstoffkonzentrators FreeStyle
Laden der Batterie
Nasenkanüle
Komponenten des FreeStyle
Gebrauchsanweisung
Stromversorgung
FreeStyle™ Universal-Wechsel-/Gleichstrom-Netzteil(Gebrauchsanweisung)FilterEinstellen des Zufuhrreglers
Alarm-/Leuchtanzeigen
Maßnahmen bei Alarm-/Leuchtanzeigen
Reinigung, Pflege und ordnungsgemäße Wartung
Gehäuse
FilterTragetasche
Alarm-/Wartungsanzeige
FreeStyle-Zubehör
Materialien in direktem oder indirektem Kontakt
mit dem Patienten
Alternative Sauerstoffzufuhr
Fehlerbehebung
Technische Daten
Klassifikation
Beschränkte Garantie

DE1
DE1-2
DE2-3
DE3-4
DE4
DE5
DE5-12DE13
DE14-16
DE16-18
DE18-19
DE20-21DE21-23
DE23-24
DE24-29DE29-30
DE31-32
DE32-34
DE34-35
DE36-38
DE36
DE37
DE38
DE38
DE39-40
DE-41
DE-41
DE41-43
DE44-47
DE48
DE49

FreeStyle™

DE

Tragbarer Sauerstoffkonzentrator FreeStyle™ von AirSep
Anhand dieser Gebrauchsanweisung für Patienten können Sie sich mit dem
tragbaren Sauerstoffkonzentrator FreeStyle™ von AirSep vertraut machen. Es ist
wichtig, dass Sie alle in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Informationen
lesen und verstehen, bevor Sie den FreeStyle in Betrieb nehmen. Ihr
Gerätelieferant beantwortet Ihnen gerne Ihre Fragen.

SymboleAuf dem Gerät und/oder im Handbuch sind häufig Symbole anstelle vonBeschreibungen zu finden, um Missverständnisse aufgrund von sprachlichen
Unterschieden zu vermeiden. Symbole eignen sich zudem besser für die Erklärung
eines Konzeptes auf kleinem Raum.
Die folgende Tabelle enthält eine Liste der für den tragbaren
Sauerstoffkonzentrator FreeStyle verwendeten Symbole und Definitionen.
Symbol

MN131-1 F

Beschreibung

SymbolBeschreibung

Warnung –Beschreibt eineGefahr oder eine
gefährliche Praktik,
die, wenn sie nicht
vermieden wird, zu
schwerenVerletzungen, zum
Tod oder zu
Sachschaden führen
kann.

Geräteklasse II,
doppelt isoliert

Vorsicht –Beschreibt eineGefahr oder eine
gefährliche Praktik,
die, wenn sie nicht
vermieden wird, zu
leichten
Verletzungen oderzu Sachschaden
führen kann.

Erfüllt die EURichtlinie 93/42/EEC,
die von dergenehmigten
Organisation Nr.
0459 verfasst wurde.

DE-1

DE

FreeStyle™

RTCA/DO-160
Abschnitt 21
Erfüllt Kategorie M

Hinweis – Enthält
Informationen, diewichtig genug sind,um betont oderwiederholt zu
werdenSiehe
Gebrauchsanweisung

In den beiliegenden
Unterlagennachschlagen

Gerät und Zubehör
trocken halten

Kein Öl oder
Schmierfett
verwenden

Verlangt
ordnungsgemäßes
Entsorgen von Abfall
von elektrischen undelektronischen
GerätenRauchen verboten

Nicht zerlegen

Gerätetyp BF

Gebrauchsanweisung
lesen

RTCA DO160
Abschnitt 21 erfüllt
Kategorie M.
FAA Anforderung
SFAR 106

Sicherheitsbehörde
für CAN/CSA C22.2
Nr. 60601-1-08 M90
für medizinische
GeräteDiese Seite nachoben

Sicherheitsbehörde
für CAN/CSA C22.2
Nr. 601.1 M90 für
medizinische Geräte

Zerbrechlich –Vorsicht!

FAA–zugelassener
POC
Keinen offenen
Flammen aussetzen

DE-2

MN131-1 F

FreeStyle™

DE

Warum Ihr Arzt Sauerstoff verordnet hat
Viele Menschen leiden an verschiedenen Herz- oder Lungenkrankheiten oderanderen Atemwegserkrankungen. Vielen dieser Patienten nützt eine zusätzliche
Sauerstofftherapie zu Hause, auf Reisen oder bei täglichen Aktivitäten außerhalb
ihres Zuhauses.
Sauerstoff ist ein Gas, das 21% der Zimmerluft ausmacht, die wir einatmen. Unser
Körper benötigt eine ständige Sauerstoffzufuhr, um richtig funktionieren zu
können. Ihr Arzt hat eine Sauerstoffzufuhr verordnet, die speziell auf Ihre
Atemwegserkrankung zugeschnitten ist.
Wenngleich Sauerstoff nicht abhängig macht, kann eine unbeaufsichtigte
Sauerstofftherapie
gefährlich
sein.
Vor
dem
Gebrauchdieses
Sauerstoffkonzentrators müssen Sie Ihren Arzt konsultieren. Der Gerätelieferantfür Ihr Sauerstoffgerät wird Ihnen zeigen, wie Sie die verordnete
Sauerstoffzufuhrmenge einstellen können.
Der Gebrauch des tragbaren Sauerstoffkonzentrators FreeStyle
während des Schlafs darf nur auf Empfehlung durch
qualifiziertes klinisches Personal erfolgen.

Es ist sehr wichtig, die verordnete Zufuhrmenge an Sauerstoff
einzustellen. Konsultieren Sie zuerst Ihren Arzt, bevor Sie die
Zufuhrmenge verringern oder erhöhen.

Was ist der tragbare FreeStyle Sauerstoffkonzentrator?
Sauerstoffkonzentratoren wurden Mitte der 1970er eingeführt und sind inzwischen zu
den annehmlichsten und zuverlässigsten Geräten für zusätzliche Sauerstoffzufuhr
geworden, die heute auf dem Markt sind. Sauerstoffkonzentratoren sind die
kostengünstigste,
leistungsfähigste
undsicherste
Alternativezu
Sauerstoffdruckflaschen oder Flüssigsauerstoff. Ein Sauerstoffkonzentrator produziert
den gesamten benötigten Sauerstoff, so dass keine Anlieferung von Flaschen oder
Zylindern notwendig ist.
Die Luft, die wir einatmen, enthält ca. 21% Sauerstoff, 78% Stickstoff und 1%
andere Gase. Im FreeStyle-Gerät wird die Raumluft durch ein regenerierendes
und absorbierendes Material, ein sogenanntes „Molekularsieb“, geleitet. Mit Hilfe
dieses Materials wird der Sauerstoff vom Stickstoff getrennt. Das Ergebnis ist
hochkonzentrierter Sauerstoff, der dem Patienten zugeführt wird.

MN131-1 F

DE-3

DE

FreeStyle™

Der FreeStyle kombiniert weiterentwickelte Sauerstoffkonzentrator-Technologie
mit Sauerstoffkonservierungstechnologie für einen leichten, tragbaren
Sauerstoffkonzentrator mit hoher Kapazität bei einem Gewicht von nur 2 kg.
Der FreeStyle produziert effizient seinen eigenen Sauerstoff und gibt ihn direkt zu
Beginn Ihrer Einatmung schnell als Sauerstoffimpuls ab. Dies eliminiert den mit
einem kontinuierlich fließenden Sauerstoffgerät verbundenen „Abfall“, der auchausströmt, während Sie ausatmen. Dieses Pulsieren des Sauerstoffs ist einem
kontinuierlichen Fluss gleichzusetzen. Der FreeStyle liefert eine Sauerstoffzufuhr
von bis zu 3 lpm (Liter pro Minute) in diesem leichten Paket, das problemlos
getragen und unterwegs verwendet werden kann.
Der FreeStyle kann über vier verschiedene Stromquellen betrieben werden (siehe
Abschnitt „Stromversorgung“ in dieser Gebrauchsanweisung).

Bedienerprofil:
Die Konzentratoren von AirSep sind für die Zufuhr von zusätzlichem Sauerstoff fürPatienten vorgesehen, die an Beschwerden aufgrund von Erkrankungen leiden,
die die Leistungsfähigkeit der Lungen zur Übertragung von Sauerstoff in derAtemluft in den Blutstrom beeinträchtigen. POCs (Portable Oxygen Concentrators,
tragbare Sauerstoffkonzentratoren) bieten die Annehmlichkeit der Nutzung eines
POC-Systems ohne Abgabe aus einer Vorratseinheit (O2-Tank), was den
Anwender relativ selbstständig und unabhängig in Bezug auf die Verwendung
sowohl zu Hause als auch unterwegs macht und die Lebensqualität verbessert.
Die Anwendung eines Sauerstoffkonzentrators erfordert eine ärztliche Verordnung
und ist nicht für lebenserhaltende Maßnahmen geeignet.
Wenngleich eine Sauerstofftherapie für Patienten aller Altersgruppen verordnet
werden kann, ist der typische Patient für eine Sauerstofftherapie älter als 65 Jahre
und leidet an einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (Chronic
Obstructive Pulmonary Disorder, COPD). Die Patienten haben typischerweisegute kognitive Fähigkeiten und müssen in der Lage sein, Beschwerden mitzuteilen.
Wenn der Anwender Beschwerden nicht kommunizieren kann oder nicht in derLage ist, die Beschriftung des Konzentrators und die Gebrauchsanweisung zu
lesen und zu verstehen, wird die Verwendung nur unter Aufsicht einer Person
empfohlen, die diese Voraussetzungen erfüllt. Wenn bei der Verwendung desKonzentrators Beschwerden auftreten, wird dem Patienten empfohlen, seinen Arzt
zu kontaktieren. Den Patienten wird außerdem geraten, eine Sauerstoff-Reserve
zur Verfügung zu haben (d. h. Zylindersauerstoff), falls ein Stromausfall auftrittoder der Konzentrator versagt. Für die Anwendung des Konzentrators sind keine
weiteren besonderen Fähigkeiten des Anwenders erforderlich.

DE-4

MN131-1 F

FreeStyle™

DE

FreeStyle für Flugreisen – FAA-zugelassen
FreeStyle hat die Genehmigung der US Federal Aviation Administration (FAA,
Flugaufsichtsbehörde) für die Verwendung während des Fluges durchsauerstoffbedürftige Passagiere auf kommerziellen Fluglinien über eineErgänzung zu SFAR 106 im Jahre 2006 erhalten.
Außerdem hat mit Datum vom 13. Mai 2009 eine neue Vorschrift desVerkehrsministeriums (Department of Transportation, DOT)/FAA festgelegt, dass
US-Fluggesellschaften sowie internationale Flüge mit Abflug oder Ankunft in den
USA
Passagieren
mit
von
der
FAA
zugelassenen
tragbaren
Sauerstoffkonzentratoren die Verwendung des Geräts an Bord und während desFluges gestatten müssen, wenn dies medizinisch notwendig ist. Erkundigen Sie
sich direkt bei den jeweiligen Fluggesellschaften, mit denen Sie reisen möchten,
nach aktuellen Informationen über deren spezielle POC-Bestimmungen.

---- [Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Geräts erst die wichtigen
Sicherheitsvorschriften.] ----

Wichtige Sicherheitsvorschriften
Es ist unbedingt notwendig, dass Sie die folgenden wichtigen
Sicherheitsinformationen über den tragbaren Sauerstoffkonzentrator FreeStyle
durchlesen und sich mit ihnen vertraut machen.
Dieses Gerät liefert hochkonzentrierten Sauerstoff, der eineschnelle Verbrennung fördert. Rauchen oder offene Flammensind im gleichen Raum mit (1) diesem Gerät oder (2) einem
Zubehörteil, in dem sich Sauerstoff befindet, nicht erlaubt.
Ein Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann zu schweren
Bränden, Sachschäden und/oder körperlichen Verletzungenoder zum Tode führen.

Bei Unwohlsein oder einem medizinischen Notfall sofortärztlichen Beistand suchen.

MN131-1 F

DE-5

DE

FreeStyle™

Nicht über 60 °C erwärmen

Dieses Gerät ist nicht für lebenserhaltende Maßnahmen
geeignet. Bei geriatrischen, pädiatrischen und anderen
Patienten, die ein Unwohlsein beim Gebrauch desKonzentrators nicht mitteilen können, ist ggf. zusätzlicheÜberwachung erforderlich. Patienten mit eingeschränktem Hörund/oder Sehvermögen benötigen u. U. Hilfe bei der
Alarmüberwachung.
Kein Öl, Schmierfett oder Produkte auf Petroleumbasis bzw.
entflammbare Produkte an den sauerstoffführenden
Zubehörteilen oder dem FreeStyle-Gerät verwenden. Es
dürfen nur sauerstoffverträgliche Lotionen oder Salben auf
Wasserbasis verwendet werden. Sauerstoff beschleunigt die
Verbrennung von entflammbaren Substanzen.
Durch fehlerhafte Verwendung der Batterie des FreeStyle kanndiese zu heiß werden, sich entzünden und ernste Verletzungenverursachen. Keinesfalls in die Batterie einstechen, darauf
schlagen, treten oder sie fallenlassen oder auf andere Weise
starken Schlägen oder Erschütterungen aussetzen.
Wenn Sie das FreeStyle-Gerät im Freien mithilfe desUniversal-Wechsel-/Gleichstrom-Netzteils verwenden,
schließen Sie das Netzteil stets nur an eine
Schutzkontaktsteckdose an.

Die Verwendung anderer als der angegebenen Kabel undAdapter, mit Ausnahme der vom Hersteller des medizinischen
Elektrogeräts als Ersatzteile für interne Komponenten
verkauften Kabel und Adapter, kann zu erhöhten Emissionenoder verringerter Störfestigkeit des FreeStyle führen.

DE-6

MN131-1 F

FreeStyle™

DE

Es ist keine Modifikation dieser Ausrüstung zulässig.

Das Gerät darf nicht in der Nähe von oder auf anderen
Geräten gestapelt verwendet werden. Falls eine solche
Verwendung unvermeidlich ist, muss das Gerät beobachtet
werden, um seine normale Funktionsweise zu bestätigen.
Stromschlaggefahr. Das Netzkabel aus der Steckdose ziehen,bevor das Gerät gereinigt wird, um die Gefahr eines
Stromschlags auszuschließen. Nur Ihr Gerätelieferant oder ein
qualifizierter Servicetechniker darf die Abdeckungen entfernenoder das Gerät warten.

Es ist darauf zu achten, dass das FreeStyle-Gerät nicht nass
wird und kein Wasser in das Gerät gelangt. Dies könnte zu
einer Fehlfunktion oder einem Ausfall des Geräts führen.

Laut Bundesgesetz (USA) darf dieses Gerät nur auf
Verordnung eines Arztes oder einer lizenzierten Person aus
dem Krankenpflegebereich verkauft oder vermietet werden.

Tritt ein Alarm auf oder funktioniert das FreeStyle-Gerät nicht
richtig, im Abschnitt „Fehlersuche“ in diesem Handbuch
nachlesen. Lässt sich das Problem nicht beheben, ziehen Sie
Ihren Gerätelieferanten zu Rate.

Der Gebrauch des tragbaren Sauerstoffkonzentrators FreeStyle
während des Schlafs darf nur auf Empfehlung durch
qualifiziertes klinisches Personal erfolgen.

MN131-1 F

DE-7

DE

FreeStyle™

Wird das FreeStyle-Gerät außerhalb seines normalen
Betriebstemperaturbereichs betrieben, kann dies die Leistung
beeinträchtigen und die Haltbarkeit der Batterie verkürzen
und/oder die Batterieladezeit verlängern. (Siehe den Abschnitt„Technische Daten“ in diesem Handbuch).

Weder die Lufteinlässe noch die Luftausgänge dürfen verdeckt
werden. Dies kann zu einer Überhitzung des Geräts führen und
die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen.

Das Gerät nicht in engen oder schwer zugänglichen Räumen
benutzen (z. B. in einem kleinen Koffer oder einer Handtasche),wo die Entlüftung womöglich begrenzt ist. Dies kann zu einerÜberhitzung des Geräts führen und die Leistungsfähigkeit
beeinträchtigen.
Wird das FreeStyle-Gerät in einem Automobil, Boot oder ananderen Gleichstromquellen über das Universal-Wechsel/Gleichstrom-Netzteil betrieben, muss das Fahrzeug gestartet
werden und laufen, bevor das FreeStyle-Gerät angeschlossen
wird. Wenn das Universal-Wechsel-/Gleichstrom-Netzteil nicht
aufleuchtet und ein Zurücksetzen erfordert, trennen Sie es vonder Gleichstromquelle, starten das Fahrzeug erneut undschließen das Netzteil wieder an. Ein Nichtbefolgen dieser
Anweisungen kann dazu führen, dass das Netzteil das
FreeStyle-Gerät nicht mit Strom versorgt.
Wird der Motor des Fahrzeugs, in dem Sie das FreeStyle-Gerätverwenden, abgestellt, trennen Sie das Gerät von derStromquelle und lassen Sie es nicht im Fahrzeug zurück.
Bewahren Sie das FreeStyle-Gerät nie in einem sehr heißen
Fahrzeug oder in einer ähnlichen Umgebung mit sehr hoheroder niedriger Temperatur auf Betrieb oder Lagerung desGeräts außerhalb des normalen Temperaturbereichs kannseine Leistung beeinträchtigen. (Siehe den Abschnitt„Technische Daten“ in diesem Handbuch).

DE-8

MN131-1 F

FreeStyle™

DE

Wenn das FreeStyle-Gerät längere Zeit außerhalb seines
normalen Betriebstemperaturbereichs gelagert wurde, mussdas Gerät auf normale Betriebstemperatur erwärmt werden,
bevor es wieder eingeschaltet wird. (Siehe den Abschnitt„Technische Daten“ in diesem Handbuch).

Stellen Sie unbedingt nur die verordnete Menge Sauerstoff ein.
Ändern Sie die Zufuhreinstellung nur auf Anordnung Ihres
Arztes.

Ersetzen Sie die Einwegkanüle gemäß Empfehlung desHerstellers oder Ihres Gerätelieferanten. Weiteres Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Gerätelieferanten.

Positionieren Sie den Konzentrator so, dass das Netzkabel
leicht zugänglich ist.

Der Konzentrator sollte so aufgestellt werden, dass keine
Schadstoffe oder Dämpfe in das Gerät gelangen.

Positionieren Sie den Konzentrator so, dass das Netzkabel
leicht zugänglich ist.

Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte können
medizinische Elektrogeräte beeinträchtigen.

Die Kanülenschläuche müssen knickresistent und über die
gesamte Länge von bis maximal 7,6 m verwendbar sein.

MN131-1 F

DE-9

DE

FreeStyle™

Stellen Sie sicher, dass die Kanüle ganz eingesteckt und sicher
fixiert ist. Dies gewährleistet, dass das FreeStyle-Gerät die
Einatmung für die Sauerstoffzufuhr korrekt feststellen kann.

Wird das FreeStyle-Gerät längere Zeit bei hoher Temperatur
bzw. mit einer voll geladenen/ganz leeren Batterie gelagert,
kann dies die Batterielebensdauer beeinträchtigen.

Je nach Temperatur der FreeStyle-Batterie kann es mehrere
Minuten dauern, bis der Ladezyklus nach Anschluss an das
Stromnetz beginnt. Dies ist normal und dient der Sicherheit
beim Laden.

Die FreeStyle-Batterie muss vor dem Wiederaufladen nicht
vollständig entladen sein. Es wird empfohlen, die FreeStyleBatterie nach jedem Gebrauch aufzuladen.

Es kann nach dem Anschluss an die Stromversorgung einige
Minuten dauern, bis der Ladevorgang beginnt, abhängig von derinternen Betriebstemperatur der Batterie. Dies ist normal unddient der Sicherheit beim Laden. Dieser Umstand ist
wahrscheinlicher, wenn die Batterie vollständig entladen ist.
Wenn das Gerät an eine Wechsel- oder Gleichstromquelleangeschlossen ist, wird seine Batterie bis zum Erreichen dervollen Kapazität geladen, unabhängig davon, ob das Gerät in
Betrieb oder ausgeschaltet ist.
Wenn die interne Batterie vollständig leer ist und sich das
FreeStyle-Gerät abschaltet, kann es mit dem AirBelt nicht neu
gestartet werden. Schließen Sie in diesem Fall Ihr FreeStyleGerät für kurze Zeit an sein Universal-Wechsel-/GleichstromNetzteil an, um eine ausreichende Leistung der internen Batteriezum Starten des Geräts zu erhalten. Dann kann der AirBelt
angeschlossen werden, um das Gerät weiter zu betreiben.

DE-10

MN131-1 F

FreeStyle™

DE

Wenn das FreeStyle-Netzteil bei voll aufgeladener Batterieangeschlossen bleibt, erlöschen die vier LEDs nach etwa einer
Stunde.

Vor dem erstmaligen Betrieb des Geräts mit Batteriestrom kannes erforderlich sein, das FreeStyle-Gerät zuerst mit dem
Universal-Wechsel-/Gleichstrom-Netzteil zu verbinden. Ihr
Gerätelieferant hat diesen Schritt möglicherweise bereits für Sie
durchgeführt.

Verwenden Sie nur die AirSep Artikelnr. FI144-1 als
Luftzufuhrfilter für dieses Gerät.

Betreiben Sie den FreeStyle niemals ohne eingebauten
Luftzufuhrfilter. Wenn ein zweiter Filter vorhanden ist, setzen Sie
den Ersatzfilter ein, bevor Sie den schmutzigen Filter reinigen.

AirSep empfiehlt, dieses Gerät nicht zu sterilisieren.

Versuchen Sie nicht, irgendwelche Wartungsarbeiten außer den
in diesem Handbuch aufgeführten möglichen
Problemlösungsmaßnahmen durchzuführen.

Die im FreeStyle-Gerät verwendete wiederaufladbare LithiumIonen-Batterie muss vor dem Wiederaufladen nicht vollständig
entladen sein. Es wird empfohlen, die Batterie unabhängig vonihrer verbliebenen Restkapazität nach jedem Gebrauch
aufzuladen.
Die Batterie wird unabhängig davon aufgeladen, ob das Gerät
ausgeschaltet oder mit dem Universal-Wechsel-/GleichstromNetzteil betrieben wird.

MN131-1 F

DE-11

DE

FreeStyle™

Lithiumbatterien können dauerhaft Kapazität verlieren, wenn sie
vollständig ge- oder entladen extrem heißen Temperaturen
ausgesetzt werden. Für eine längere Lagerung wird empfohlen,
die Batterien auf 25 bis 50 % aufzuladen und innerhalb eines
Temperaturbereichs von 23 °C ± 2 °C aufzubewahren.

Warnschilder mit der Aufschrift „Nicht rauchen –Sauerstoffanwendung“ müssen deutlich sichtbar dort
angebracht sein, wo der Sauerstoffkonzentrator in Gebrauch ist.
Patienten und ihr Pflegepersonal müssen über die Gefahren desRauchens in Gegenwart oder während der Anwendung vonmedizinischem Sauerstoff informiert werden.

DE-12

MN131-1 F

FreeStyle™

DE

Wichtige Sicherheitshinweise für den optionalen AirBelt
Durch fehlerhafte Verwendung des AirBelt kann die Batterie zu
heiß werden, sich entzünden und ernste Verletzungenverursachen. Keinesfalls in die Batterie einstechen, darauf
schlagen, treten oder sie fallenlassen oder auf andere Weise
starken Schlägen oder Erschütterungen aussetzen.

Wenn das AirBelt-Kabel nicht benutzt wird, die Sicherheitskappeanbringen.

Nicht versuchen, den optionalen AirBelt mit dem FreeStyle
Universal-Netzteil aufzuladen, da er sonst Schaden nehmenkann.
Nur das mit dem AirBelt mitgelieferte Netzteil zum Laden desAirBelt verwenden.

Je nach Temperatur des AirBelt kann es mehrere Minuten dauern,bis der Ladezyklus nach Anschluss an das Stromnetz beginnt.
Dies ist normal und dient der Sicherheit beim Laden.

Der AirBelt muss vor dem Wiederaufladen nicht vollständig
entladen sein. Es wird empfohlen, den AirBelt nach jedem
Gebrauch aufzuladen.

Lithiumbatterien können dauerhaft Kapazität verlieren, wenn sie
vollständig ge- oder entladen extrem heißen Temperaturen
ausgesetzt werden. Für eine längere Lagerung wird empfohlen,
die Batterien auf 25 bis 50 % aufzuladen und innerhalb eines
Temperaturbereichs von 23 °C ± 2 °C aufzubewahren.

MN131-1 F

DE-13

DE

FreeStyle™

[Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Geräts erst die wichtigen
Sicherheitsvorschriften.]

Inbetriebnahme Ihres tragbaren
Sauerstoffkonzentrators FreeStyle
Die FreeStyle-Verpackung enthält die nachstehend aufgeführten Teile, wie in
den Abb. 1-3 dargestellt. Falls ein Teil fehlt, wenden Sie sich an Ihren
Gerätelieferanten.
•••

Tragbarer Sauerstoffkonzentrator FreeStyle mit Tragetasche
Gebrauchsanweisung für Patienten (nicht abgebildet)
Universal-Wechsel-/Gleichstrom-Netzteil (100-240 Volt, 50/60 Hz) mit
Netzkabel.
Gleichstromkabel•

Abb. 2: FreeStyle Universal-Wechsel-/
Gleichstrom-Netzteil/-Netzkabel
Abb. 1: FreeStyle-Gerät

Abb. 3: FreeStyle-Gleichstromnetzteil

Optional können Sie auch einen AirBelt für verlängerte Batterieleistung erhalten.
Dieses Paket enthält die folgenden Teile, siehe Abb. 4:
•
•

DE-14

Batteriegurt AirBelt
Universal-Wechsel-/Gleichstrom-Netzteil (100-240 Volt, 50/60 Hz) mit
Netzkabel.

MN131-1 F

FreeStyle™

DE

Durch fehlerhafte Verwendung des AirBelt kann die Batteriezu heiß werden, sich entzünden und ernste Verletzungenverursachen. Keinesfalls in die Batterie einstechen, darauf
schlagen, treten oder sie fallenlassen oder auf andere Weise
starken Schlägen oder Erschütterungen aussetzen.

Vor der Inbetriebnahme Ihres Geräts müssen Sie alle Warnhinweise,
Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise für den AirBelt gelesen haben.
Siehe S. 9 „Wichtige Sicherheitshinweise für den optionalen AirBelt“.
Zum weiteren optionalen Zubehör gehört ein Tragegeschirr, mit dem sich die
FreeStyle-Tragetasche einfach zu einem Rucksack (Artikelnummer MI284-1)
umwandeln lässt, wie in Abb. 5 dargestellt. Das FreeStyle-Gerät kann auf Wunschauch an der Hüfte getragen werden, in dem der AirBelt oder ein anderer Gürtel,den Sie tragen, in die Laschen der FreeStyle-Tragetasche eingeführt wird. (Siehe
Abb. 6). Die optionale Zubehörtasche (Artikelnr. MI320-1) ermöglicht ein nochbequemeres Reisen, da darin das gesamte Netzteilzubehör sowie optionale
AirBelts und/oder das Tragegeschirr zur Verwendung an Ihrem Zielort transportiert
werden können.

Abb. 4: AirBelt und Universal-WechselGleichstrom-Netzteil/-Netzkabel

MN131-1 F

Abb. 5: FreeStyleGerät als RucksackgetragenAbb. 6: FreeStyleGerät an der
Hüfte getragen

DE-15

DE

FreeStyle™

Wenn das AirBelt-Kabel nicht benutzt wird, die Sicherheitskappeanbringen.

Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme des FreeStyle-Geräts mit derAnordnung der Hauptkomponenten vertraut. Abbildungen hierzu finden Sie auf
den folgenden Seiten, Anleitungen weiter hinten in dieser Gebrauchsanweisung.

Laden der BatteriePrüfen Sie vor Ihrem ersten Ausgang oder vor längerem Einsatz, ob die Batterie desGeräts voll geladen ist. Den Ladungszustand der eingebauten Batterie prüfen Sie,
indem Sie die Taste BATT auf der Bedienfläche des FreeStyle drücken. Die
Batterieanzeige/LED(s) über der Taste BATT leuchten auf und zeigen so den
Ladungszustand der internen Batterie an (25 bis 100 %). Hinweis: Die Batterie lädt sichstets auf, solange das Gerät an Wechsel- oder Gleichstrom angeschlossen ist. Zum
Laden der eingebauten Batterie des FreeStyle schließen Sie einfach das UniversalWechsel-/Gleichstrom-Netzteil am Gerät an (wie in Abb. 7 gezeigt). Dabei muss zuerst
das Netzkabel nach diesem Eingang ausgerichtet werden. Beachten Sie dazu die „D”Form des Netzkabelsteckers und der Eingangsbuchse am FreeStyle-Gerät. Beidemüssen korrekt zueinander ausgerichtet werden, und beim Ausstecken desNetzkabels muss die Freigabetaste gedrückt werden, damit der Stecker aus dem
FreeStyle-Gerät gezogen werden kann. Dies gewährleistet, dass weder Gerät nochNetzstromzubehör beschädigt werden.

Netzstrombuchse
des FreeStyleGeräts

Drücken, um
Netzkabel zu
entfernen.

Optionaler AirBelt
Der optionale AirBelt, der den Batteriebetrieb mit dem FreeStyle auf bis zu 10 Stundenverlängern kann, ist in etwa 3 Stunden voll aufgeladen, wenn die externe Batterie ganzentladen ist. Um den AirBelt wieder aufzuladen, verbinden Sie sein
Wechselstromnetzteil mit dem Netzkabel des AirBelt (siehe Abb. 8) und das andereEnde des Netzteils mit einer geeigneten Wechselstromsteckdose. Am Kabel desAirBelt befindet sich eine gesonderte Batterieladezustandsanzeige, die genau wie die
Anzeige auf der Bedienfläche funktioniert.

DE-16

MN131-1 F

FreeStyle™

DE

Je nach Temperatur der FreeStyle-Batterie kann es mehrere
Minuten dauern, bis der Ladezyklus nach Anschluss an das
Stromnetz beginnt. Dies ist normal und dient der Sicherheit
beim Laden.

Die FreeStyle-Batterie muss vor dem Wiederaufladen nicht
vollständig entladen sein. Es wird empfohlen, die FreeStyleBatterie nach jedem Gebrauch aufzuladen.

Es kann nach dem Anschluss an die Stromversorgung einige
Minuten dauern, bis der Ladevorgang beginnt, abhängig von derinternen Betriebstemperatur der Batterie. Dies ist normal unddient der Sicherheit beim Laden. Dieser Umstand ist
wahrscheinlicher, wenn die Batterie vollständig entladen ist.

Abb. 7: Laden der internen Batterie

Abb. 8: Laden der AirBelt-Batterie

Der AirBelt muss vor dem Wiederaufladen nicht vollständig
entladen sein. Es wird empfohlen, den AirBelt nach jedem
Gebrauch aufzuladen.
•••

Die interne Batterie des FreeStyle lässt sich vom völlig leeren Zustand in ca.
3,5 Stunden voll aufladen, unabhängig davon, ob das Gerät mit Wechsel- oder
Gleichstrom verwendet wird.
Während des Ladens einer vollständig entladenen Batterie beginnt die 25 %LED zunächst für einige Minuten schnell und dann langsamer (alle0,5 Sekunden) zu blinken.
Die LED blinkt weiter, bis 25 % der Kapazität erreicht sind. Dann leuchtet die
LED konstant.

MN131-1 F

DE-17

DE

•
•

FreeStyle™

Jede der vier LEDs, 25-100 %, blinkt wie vorstehend erklärt und bleibt dannerleuchtet, wenn die Batterie die jeweilige Kapazität erreicht hat.
Wenn alle LEDs leuchten, ist die Batterie ganz aufgeladen. Die vier LEDs
leuchten noch eine Weile konstant, schalten sich dann aber aus.
Lithiumbatterien können dauerhaft Kapazität verlieren, wenn
sie vollständig ge- oder entladen extrem heißen Temperaturen
ausgesetzt werden. Für eine längere Lagerung wird
empfohlen, die Batterien auf 25 bis 50 % aufzuladen undinnerhalb eines Temperaturbereichs von 23 °C ± 2 °C
aufzubewahren.
---- [Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Geräts erst
die wichtigen Sicherheitsvorschriften.]

Nasenkanüle
Der Sauerstoff wird dem Benutzer des FreeStyle über Schläuche und eine
Nasenkanüle zugeführt. Der Schlauch wird mit der Sauerstoffaustrittsöffnung desGeräts verbunden (siehe Abb. 9).

Abb. 9: Verbinden der Kanüle mit der Sauerstoffaustrittsöffnung
des FreeStyle-Geräts

AirSep empfiehlt eine Nasenkanüle mit einem 2,1 m langen Schlauch, AirSep Art.Nr. CU002-1. Es können auch andere Schlauchlängen von bis zu 7,6 m –einschließlich Nasenkanüle – verwendet werden.

DE-18

MN131-1 F

FreeStyle™

DE

Ersetzen Sie die Einwegkanüle bei normalem Gebrauch
regelmäßig. Weiteres Zubehör erhalten Sie von Ihrem
Gerätelieferanten.

Die Kanülenschläuche müssen knickresistent und über die
gesamte Länge von bis maximal 7,6 m verwendbar sein.

Befolgen Sie stets die Anweisungen des Kanülenherstellers zum
korrekten Gebrauch. Ihr Arzt oder Gesundheitsdienstleister berät
Sie, wie häufig die Kanüle ersetzt werden sollte.

Stellen Sie sicher, dass die Kanüle ganz eingesteckt und sicher
fixiert ist. Dies gewährleistet, dass das FreeStyle-Gerät die
Einatmung für die Sauerstoffzufuhr korrekt feststellen kann.

MN131-1 F

DE-19

DE

FreeStyle™

Komponenten des FreeStyle

Griff
Sauerstoffausgang

Luftauslass

Luftauslass

Stromanschlüsse
Luftzufuhr/
Filterabdeckung

Abb. 10: Außenansicht des FreeStyle – Vorderseite
Staubschutz
Alarm-/
Wartungsanzeige

Zufuhrregler

Sauerstoffzufuhranzeige(n)Batterieladung/
Anzeige(n)Taste für die(interne)
Batterie
Abb. 11: Nahaufnahme Bedienfläche/Alarmanzeige

DE-20

MN131-1 F

FreeStyle™

DE

RTCA DO160 gibt an,
dass das FreeStyleGerät getestet wurde
und die FAA-Normen
erfüllt.

Beschriftung/
PatientenanweisungenAbb. 12: Außenansicht des FreeStyle – Rückseite

Da Sie sich nun mit den Komponenten des FreeStyle vertraut gemacht haben,können Sie sich die Gebrauchsanweisung auf den folgenden Seiten ansehen.

[Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Geräts erst die wichtigen
Sicherheitsvorschriften.]

Gebrauchsanweisung
1.

Stellen Sie das FreeStyle-Gerät so auf, dass die Lufteintritts- undLuftaustrittsöffnungen nicht blockiert sind.

2.

Versorgen Sie das Gerät mit Strom aus (a) der internen Batterie, (b) dem
AirBelt, (c) einer Gleichstromsteckdose (Automobil oder Boot) oder (d) einer
Wechselstromsteckdose (normale Haushaltselektrik). (siehe Abschnitt„Stromversorgung“ in dieser Gebrauchsanweisung für Patienten.)3.

Verbinden Sie Ihre Kanüle mit dem Sauerstoffausgang.

4.

Öffnen Sie den Staubschutz.

5.

Schalten Sie das FreeStyle-Gerät ein, indem Sie auf der Bedienfläche
die Tasten [1], [2] oder [3] drücken, um die von Ihrem Arzt verordnete
Sauerstoffzufuhr einzustellen. Die grüne LED über der jeweiligen Taste

MN131-1 F

DE-21

DE

FreeStyle™

leuchtet auf. Bei jedem Einschalten des FreeStyle ertönt ein kurzes
Alarmsignal. So wird angezeigt, dass das FreeStyle-Gerät
betriebsbereit ist.
6.

Um die Sauerstoffzufuhr zu ändern, drücken Sie die jeweilige Taste.
Dabei ist es normal, wenn Sie nach dem automatischen Starten beimÄndern der Einstellungen jeweils einen anderen Ton hören.

7.

Um den FreeStyle auszuschalten, drücken Sie erneut die Taste, überder die LED für die jeweilige Zufuhreinstellung aufleuchtet.

8.

Wenn der FreeStyle eine Inhalation erkennt, wird Ihnen Sauerstoff überdie Kanüle zugeführt.

9.

Die für das Erreichen der maximalen Sauerstoffkonzentration
erforderliche Zeit nach Einschalten des FreeStyle beträgt etwa
2 Minuten.
Kein Öl, Schmierfett oder Produkte auf Petroleumbasis bzw.
entflammbare Produkte an den sauerstoffführenden
Zubehörteilen oder dem FreeStyle-Gerät verwenden. Es dürfen
nur sauerstoffverträgliche Lotionen oder Salben auf Wasserbasis
verwendet werden. Sauerstoff beschleunigt die Verbrennung vonentflammbaren Substanzen.

Nicht über 60 °C erwärmen

Vor dem erstmaligen Betrieb des Geräts mit Batteriestrom kannes erforderlich sein, das FreeStyle-Gerät zuerst mit dem
Universal-Wechsel-/Gleichstrom-Netzteil zu verbinden. Ihr
Gerätelieferant hat diesen Schritt möglicherweise bereits für Sie
durchgeführt.

DE-22

MN131-1 F

FreeStyle™

DE

Bei jedem Einschalten des FreeStyle durchläuft das Gerät einen
automatischen Startzyklus, der etwa sieben Minuten dauert.
Während dieser Zeit behält es eine konstante Geschwindigkeit,
ungeachtet der Einstellung. Danach ist es normal, wenn bei den
Einstellungen 1 und 2 eine Veränderung der Geschwindigkeit zu
hören ist. Dieser Unterschied beim Ton repräsentiert die
Unterschiede bei der Sauerstoffproduktion, die das Gerät bei jeder
Einstellung macht.

Stromversorgung
Das FreeStyle-Gerät kann auf vier Arten mit Strom versorgt werden: über eine
eingebaute Batterie, über ein Universal-Wechsel-/Gleichstrom-Netzteil sowie überden optionalen Batteriegurt AirBelt in Verbindung mit der eingebauten Batterie desGeräts.
1.

2.

3.

Interne Batterie: In jedem FreeStyle-Gerät befindet sich eine
wiederaufladbare eingebaute Batterie. Wenn die Batterie voll aufgeladenist, versorgt sie den FreeStyle bis zu 3½ Stunden lang mit Strom. Wenn
die Batterieleistung schwächer wird, ertönt ein akustisches Warnsignal.
Hinweise zum Alarm finden Sie im Abschnitt „Alarm-/Leuchtanzeigen“
dieser Anleitung.
Laden der Batterie: Zum Aufladen der Batterie verbinden Sie das
FreeStyle-Gerät entweder mit dem Universal-Wechsel-/GleichstromNetzteil und einer Steckdose mit 100-240 Volt, 50/60 Hz, oder mit einer
Gleichstrom-Steckdose in einem Automobil (Boot, Wohnmobil etc.). Eine
entladene Batterie benötigt etwa 3,5 Stunden für die vollständige
Aufladung. Es empfiehlt sich, die Batterie möglichst häufig wieder
aufzuladen, auch wenn sie nur teilweise entladen ist.
Universal Wechsel-/DCGleichstrom-Netzteil: Über ein UniversalWechsel-/Gleichstrom-Netzteil kann das FreeStyle-Gerät an eine
Steckdose (100-240 V, 50/60 Hz) angeschlossen werden. Das Netzteil
wandelt 100 bis 240 V Wechselstrom für das Gerät in Gleichstrom um.
Wird das FreeStyle-Gerät über das Universal-Wechsel-/GleichstromNetzteil betrieben, liefert die Steckdose den Gerätestrom und lädt
gleichzeitig die Batterie auf.
Optionaler AirBelt (externer Batteriegürtel): Das FreeStyle-Gerät
kann auch durch einen externen Batteriegürtel mit Strom versorgt
werden. Der Gurt wird um die Hüften gelegt und versorgt den FreeStylezusammen mit der aufgeladenen eingebauten Batterie bis zu 10 Stundenlang mit Strom. Der Batteriegürtel lässt sich an den Stromanschluss des
FreeStyle-Geräts anschließen und kann wieder aufgeladen werden,indem er an das eigene Netzteil des Gürtels angeschlossen wird.

MN131-1 F

DE-23

DE

FreeStyle™

Bei Verwendung des AirBelt mit einer vollständig geladenen internen
Batterie ist die eingebaute Batterie des FreeStyle vor dem AirBelt leer.
Der AirBelt muss an das FreeStyle-Gerät angeschlossen werden, bevor
dessen interne Batterie leer ist. Beobachten Sie den Ladezustand undschließen Sie den AirBelt an das FreeStyle-Gerät an, bevor dessen
interne Batterie bis auf 25 % oder weniger entladen ist.
Wenn die interne Batterie vollständig leer ist und sich das
FreeStyle-Gerät abschaltet, kann es mit dem AirBelt nicht neu
gestartet werden. Schließen Sie in diesem Fall Ihr FreeStyleGerät für kurze Zeit an sein Universal-Wechsel-/GleichstromNetzteil an, um eine ausreichende Leistung der internen
Batterie zum Starten des Geräts zu erhalten. Dann kann der
AirBelt angeschlossen werden, um das Gerät weiter zu
betreiben.

FreeStyle™ Universal-Wechsel-/Gleichstrom-Netzteil(Gebrauchsanweisung)
Anschlüsse fürabnehmbares Wechseloder Gleichstrom-Netzkabel

Verbindung zum FreeStyleGerät

Abb. 13

Das neue Universal-Netzteil von AirSep für den tragbaren Sauerstoffkonzentrator
FreeStyle ist ein „All-in-one“-Zubehörteil, mit dem Sie stets volle Leistung haben,
an jedem Ort – und bei noch geringerem Gewicht. Das in dieser Packungsbeilage
beschriebene Universal-Netzteil (Artikelnr. PW022) ermöglicht Ihnen den Betrieb
Ihres Geräts bei gleichzeitiger Aufladung seiner internen Batterie – mit nur einer
Komponente –, egal ob auf dem Weg zum Einkaufen, bei einer Flugreise in den
Urlaub oder einfach beim Entspannen im Haus von Freunden. Dieses UniversalNetzteil ersetzt die beiden separaten Wechsel- und Gleichstromnetzteile, die
DE-24

MN131-1 F

FreeStyle™

DE

früher mit dem FreeStyle-Gerät geliefert und in Ihrer Gebrauchsanweisung fürPatienten beschrieben wurden.
Ihr Netzteil-Kit enthält die folgenden drei wichtigen Zubehörteile:• Universal-Netzteil (PW017-1), das mit Wechselstrom aus Steckdosen mit
120-240 Volt sowie mit verschiedenen Gleichstromquellen, auch in
Automobilen und Flugzeugen, arbeitet• abnehmbares Wechselstrom-Netzkabel
CD023-2 US-Version
CD017-2 Euro-Version, je nach Einsatzort
CD025-1 Australische Version oderCD017-4 GB-Version• abnehmbares Gleichstromnetzkabel, mit integrierten Steckern sowohl fürAutomobil-Anschlüsse (Zigarettenanzünder) als auch die D-förmigen,
4-Pin-Stecker für EmPower®-Steckdosen, die normalerweise in
Flugzeugen zu finden sind (CD034-1).
Hinweis: Die interne Batterie des FreeStyle lässt sich vom völlig leeren Zustandin ca. 3,5 Stunden voll aufladen, unabhängig davon, ob das Gerät mit Wechseloder Gleichstrom verwendet wird.
Beginnen Sie mit der Verbindung von FreeStyle-Gerät und UniversalWechsel-/Gleichstromnetzteil
Für alle nachstehend beschriebenen Verfahren wird empfohlen, zuerst das
Universal-Netzteil mit der Eingangsbuchse am FreeStyle-Gerät zu verbinden, wie
in Abb. 14 dargestellt. Achten Sie auf den korrekten Anschluss des Geräts,
insbesondere auf die Ausrichtung des Geräts in der Tragetasche, damit Sie einesichere Verbindung mit Einrasten des Steckers erhalten.
Beim Trennen der Verbindung zwischen Netzteil und FreeStyle-Gerät muss
unbedingt die Sicherungstaste am Kabelende gedrückt werden, um das Kabel
bzw. den Stecker freizugeben und das Kabel abzunehmen.

Abb. 14

MN131-1 F

DE-25

DE

FreeStyle™

Verwendung mit Wechselstrom
1.
2.
3.
4.

Darauf achten, dass das Netzteil fest mit der FreeStyle-Buchse verbunden
ist, wie in Abb. 14 dargestellt.
Das richtige Ende des Wechselstrom-Netzkabels mit dem nicht markierten
Wechselstrom-Eingang am Netzteil verbinden, wie in Abb. 15 gezeigt.
Das andere Ende des Netzkabels mit der Wand- odereiner anderen
geeigneten Steckdose verbinden, wie in Abb. 16 dargestellt.
Zum Betrieb des Geräts drücken Sie die FreeStyle-Einstellung [1], [2] oder[3] am Bedienfeld des Geräts, entsprechend der Ihnen verordneten
Sauerstoffzufuhr.
Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie die Einstelltaste, über der die
LED leuchtet.

Abb. 15

Abb. 16

DE-26

MN131-1 F

FreeStyle™

DE

Verwendung mit Gleichstrom (Automobil, Motorboot etc.)
Vorsicht: Wird das FreeStyle-Gerät mit dem Universal-Netzteil in einem
Automobil, Boot oder einem anderen Motorfahrzeug betrieben, muss das
Fahrzeug gestartet werden und laufen, bevor das FreeStyle-Gerät eingeschaltet
und betrieben wird. Wenn die Kontrollleuchte des Universal-Netzteils nicht
aufleuchtet und ein Zurücksetzen erfordert, trennen Sie es von der
Gleichstromquelle, starten das Fahrzeug erneut und schließen das Netzteil wiederan.
1.
Darauf achten, dass das Netzteil fest mit der FreeStyle-Buchse verbunden
ist, wie in Abb. 14 dargestellt.
2.
Das richtige Ende des Gleichstrom-Netzkabels mit dem mit „ACCESSORYDC IN“ markierten Eingang am Netzteil verbinden, wie in Abb. 17 gezeigt.
3.
Ihr Motorfahrzeug starten.
4.
Verbinden Sie das Gleichstromnetzkabel mit der Steckdose desMotorfahrzeugs, wie
in Abb. 18 gezeigt.
5.
Zum Betrieb des Geräts drücken Sie die FreeStyle-Einstellung [1], [2] oder[3] am Bedienfeld des Geräts, entsprechend der Ihnen verordneten
Sauerstoffzufuhr. Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie die
Einstelltaste, über der die LED leuchtet.

Abb. 17

Abb. 18

MN131-1 F

DE-27

DE

FreeStyle™

Verwendung mit Flugzeug-Stromquelle am Passagiersitz(mit 4-Pin-Stecker)
Verwendung mit Flugzeug-Stromquelle am Passagiersitz(mit 4-Pin-Stecker)
Das von der FAA zugelassene FreeStyle-Gerät von AirSepkann während des Flugs in den meisten Fluglinien auf derganzen Welt verwendet werden. Jede Fluglinie hat ihre
eigenen Bestimmungen für die Verwendung von POCs mit
FAA-Zulassung sowie entsprechende Voraussetzungen fürden Betrieb Ihres Geräts an Bord des Flugzeugs. Das
Flugzeug kann dabei mit einer der folgenden Stromquellen füram Passagiersitz betriebene Geräts ausgestattet sein: einer
Wechselstrom-Steckdose, einer ähnlichen GleichstromSteckdose wie in Automobilen oder einer GleichstromSteckdose mit 4-Pin-Anschluss.
Wenn Sie bei der jeweiligen Fluglinie, mit der Sie reisen, Ihr POC-Gerät an einem
mit einer 4-Pin-Gleichstrombuchse ausgestattetem Sitz anschließen können,
gehen Sie wie folgt vor:
1.
Darauf achten, dass das Netzteil fest mit der FreeStyle-Buchse verbunden
ist, wie in Abb. 14 dargestellt.
2.
Das richtige Ende des Gleichstrom-Netzkabels mit dem mit „ACCESSORYDC IN“ markierten Eingang am Netzteil verbinden, wie in Abb. 19 gezeigt.
3.
Die Spitze des Gleichstrom-Steckers durch Drücken der Taste abnehmen,
um den 4-Pin-Stecker freizulegen, wie in Abb. 20 gezeigt.
4.
Den 4-Pin-Stecker in die an Ihrem Sitz vorhandene PassagierGleichstromsteckdose stecken.
5.
Zum Betrieb des Geräts drücken Sie die FreeStyle-Einstellung [1], [2] oder[3] am Bedienfeld des Geräts, entsprechend der Ihnen verordneten
Sauerstoffzufuhr. Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie die
Einstelltaste, über der die LED leuchtet.

DE-28

MN131-1 F

FreeStyle™

DE

Abb. 19

Abb. 20

Weitere Informationen über das Universal-Netzteil für das FreeStyle-Gerät oderirgendein anderes AirSep-Produktzubehör erhalten Sie von Ihrem
Gerätelieferanten.

FilterDer FreeStyle saugt die Luft durch einen Luftzufuhrfilter unter der Abdeckung vorn
unten am Sauerstoffkonzentrator an (Siehe Abb. 21 und 22.) Dieser Filter
verhindert, dass Staub und andere größere Partikel in der Luft in das Geräteindringen. Stellen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts sicher, dass dieser
Filter sauber und richtig eingesetzt ist.

MN131-1 F

DE-29

DE

FreeStyle™

Abb. 21: Entfernen der Luftzufuhrausbauen

Abb. 22: Entfernen des Filters
ausbauen

Betreiben Sie den FreeStyle niemals ohne eingebauten
Luftzufuhrfilter. Wenn ein zweiter Filter vorhanden ist, setzen Sie
den Ersatzfilter ein, bevor Sie den schmutzigen Filter reinigen.

Verwenden Sie nur die AirSep Artikelnr. FI144-1 als
Luftzufuhrfilter für dieses Gerät.

DE-30

MN131-1 F

FreeStyle™

DE

Einstellen des Zufuhrreglers
Das FreeStyle-Gerät hat drei Luftzufuhreinstellungen: [1], [2] und [3], fürentsprechende Durchflussmengen von 1-3 lpm Sauerstoff. Öffnen Sie den
Staubschutz über der Bedienfläche am Gerät und drücken Sie die Taste 1 [1],[2] oder [3], je nachdem, welche Sauerstoffzufuhr Ihr Arzt verordnet hat.
(Siehe Abb. 23 und 24.)

Abb. 23: Staubschutz über Bedienfläche öffnen

Abb. 24: Zufuhrregler-Taste drücken

MN131-1 F

DE-31

DE

FreeStyle™

Stellen Sie unbedingt nur die verordnete Menge Sauerstoff ein.
Ändern Sie die Zufuhreinstellung nur auf Anordnung Ihres
Arztes.

Alarm-/Leuchtanzeigen
Wenn der FreeStyle eine Inhalation erkennt, wird ein Sauerstoffstoß durch die
Nasenkanüle geleitet. Die grüne Leuchte über der Taste leuchtet immer dann kurz
auf, wenn eine Inhalation erkannt wird.
Wenn das Gerät in Betrieb ist und gleichzeitig über das Universal-Wechsel-/
Gleichstromnetzteil aufgeladen wird, zeigen die LEDs der Batterieanzeige den
Ladungszustand der Batterie an und leuchten noch etwa eine Stunde nach
Erreichen des vollen Ladezustands weiter.
Wenn die Batterie des FreeStyle an Spannung verliert, die Kanüle abgenommen
wird oder die Geräteleistung außerhalb der Nennwerte liegt, ertönt ein akustisches
Warnsignal. Die Leuchtanzeigen und akustischen Alarme werden später im
Einzelnen beschrieben. Eine Zusammenfassung finden Sie in der Tabelle weiterhinten in dieser Gebrauchsanweisung.
Tritt ein Alarm auf oder funktioniert das FreeStyle-Gerät nicht
richtig, im Abschnitt „Fehlersuche“ in diesem Handbuch
nachlesen. Lässt sich das Problem nicht beheben, ziehen Sie
Ihren Gerätelieferanten zu Rate.

Bei Unwohlsein oder einem medizinischen Notfall sofortärztlichen Beistand suchen.

DE-32

MN131-1 F

FreeStyle™

DEo Einschalten
Beim Einschalten ertönt ein kurzes akustisches Signal. Der FreeStyle ist
betriebsbereit, wenn das Signal stoppt.
o Batterie schwach
Bei schwacher Batterie ertönt ein kurzes, unterbrochenes akustisches
Signal, während die gelbe Anzeige für 25 % Batterieladung (Abb. 11) blinkt.
Schließen Sie das FreeStyle-Gerät in diesem Fall an einen Gleichstrom- oder
Wechselstromanschluss an oder wechseln Sie die Sauerstoffquelle binnen
zwei Minuten. Wenn der FreeStyle mit einem Gleichstrom- oder
Wechselstromanschluss verbunden ist, wird die Gerätebatterie während desBetriebs gleichzeitig aufgeladen. Der Ladezustand der Batterie wird von den
LEDs der Batterieanzeige(n) angegeben.
o Kanüle nicht angeschlossen
Wenn das FreeStyle-Gerät betrieben wird, aber keine Atmung erkennt,
ertönt ein konstantes Warnsignal, und die gelbe Alarmanzeige leuchtet
nach 15 Minuten auf. In diesem Fall muss die Verbindung zwischen
Kanüle und FreeStyle auf die richtige Positionierung der Nasenkanüle auf
Ihrem Gesicht und Ihre Atmung durch die Nase geprüft werden (Ihr Arzt
kann bei Bedarf die Verwendung eines Kinnriemens empfehlen.) Wennder akustische Alarm weiterhin ertönt, weichen Sie bei Bedarf auf eine
andere Sauerstoffquelle aus, falls verfügbar, und setzen Sie sich mit
Ihrem Gerätelieferanten in Verbindung.
o Kapazität des FreeStyle überstiegen
Wenn Ihre Atemfrequenz die Leistungsfähigkeit des FreeStyle-Gerätsüberschreitet, ertönt alle 0,5 Sekunden ein schneller akustischer Alarm unddie Alarmanzeige blinkt rot. In diesem Fall entspricht die Konzentration desvom FreeStyle erzeugten Sauerstoffs nicht mehr den Spezifikationen für das
Gerät. Sie sollten jede körperliche Aktivität reduzieren und das Gerät ausund wieder einschalten, um den Alarm zurückzusetzen. Dann weichen Sie
bei Bedarf auf eine andere Sauerstoffquelle aus, falls verfügbar, und ziehen
den Gerätelieferanten zu Rate.
o Allgemeine Störung
Wenn eine allgemeine Funktionsstörung am FreeStyle-Gerät auftritt, ertönt
alle 0,5 Sekunden ein schneller akustischer Alarm, und die rote
Alarmanzeige leuchtet konstant. In diesem Fall entspricht die Konzentration
des vom FreeStyle-Geräts erzeugten Sauerstoffs nicht mehr den
Spezifikationen für das Gerät. Sie sollten zu einer anderen Sauerstoffquelleüberwechseln und den Gerätelieferanten zu Rate ziehen.

MN131-1 F

DE-33

DE

FreeStyle™

Dieses Gerät ist nicht für lebenserhaltende Maßnahmen
geeignet. Bei geriatrischen, pädiatrischen und anderen
Patienten, die ein Unwohlsein beim Gebrauch desKonzentrators nicht mitteilen können, ist ggf. zusätzlicheÜberwachung erforderlich. Patienten mit eingeschränktem Hörund/oder Sehvermögen benötigen u. U. Hilfe bei der
Alarmüberwachung.

Maßnahmen bei Alarm-/Leuchtanzeigen
StatusAkustischer
Alarm

LeuchteBedeutung

Maßnahme

Anzeige kurz,
kontinuierlichbeim
Einschalten(Grün) Impuls,
kontinuierliches
Aufleuchten

FreeStyle ist
eingeschaltet

Anzeige Nein

(Grün) Impuls,
BlinkenFreeStyle liefert FreeStyle weiter normal
Sauerstoff inverwenden.
Stößen.

Anzeige Nein

Ladungsanzeige

Ladezustandder Batterie

Aufladen nach Anzeige

Anzeige Nein(gelb) konstantes
Leuchten

Wartung
erforderlich

Gerät fürInspektion/Kundendienst an
Gerätelieferanten senden.

DE-34

FreeStyle in Betrieb
nehmen.

MN131-1 F

FreeStyle™

StatusAkustischer
Alarm

DE

LeuchteBedeutung

Maßnahme

Gerät erkennt
innerhalb
eingestellter
Zeitdauer kein
Einatmen.

Überprüfen Sie die
Verbindung der Kanüle.
Gewährleisten, dass Sie
durch die Nase atmen.
Falls der Alarm weiterhin
besteht, setzen Sie sich mit
Ihrem Gerätelieferanten in
Verbindung.

Alarm

Kontinuierlich:
Piepton(Rot) Alarm,
kontinuierliches
Leuchten

Alarm

Mit
Unterbrechung:
Piep, Piep,
Piep...

25 % (gelb) BATT, Die
Den FreeStyle sofort anBatterieanzeige
Batteriespannung eine Gleichstrom- oder
ist für den Betrieb Wechselstromsteckdose
des FreeStyle zu anschließen.
schwach.

Alarm

Schnell mit
Unterbrechung:
Piep, Piep,
Piep...

(Rot) Alarm,
BlinkenDie
Atemfrequenzübersteigt die
Leistung desFreeStyle.

Aktivität reduzieren unddann bei Bedarf eine
andere Sauerstoffquelleverwenden. Setzen Sie sichmit Ihrem Gerätelieferanten
in Verbindung.

Alarm

Schnell mit
Unterbrechung:
Piep, Piep,
Piep...

(Rot) Alarm,
kontinuierliches
Leuchten

Allgemeine
Funktionsstörung
des FreeStyleGeräts.

Schalten Sie das Gerät
aus. Wechseln Sie zu einer
anderen Sauerstoffquelle
und setzen Sie sich mit
Ihrem Gerätelieferanten in
Verbindung.

MN131-1 F

DE-35

DE

FreeStyle™

Reinigung, Pflege und ordnungsgemäße Wartung
GehäuseSchalten Sie den FreeStyle aus und trennen Sie das Netzkabelvom Gerät, bevor Sie das Gehäuse reinigen.

Geben Sie Reinigungsflüssigkeiten nie direkt auf den FreeStyle.
Zu den nicht geeigneten Chemikalien, gemäß den Angaben
des Kunststoffherstellers, gehören u. a. folgende Substanzen:
Alkohol und Produkte auf Alkoholbasis, konzentrierte Produkte
auf Chlorbasis (Ethylenchlorid) und Produkte auf Ölbasis (PineSol, Lestoil). Diese Stoffe dürfen NICHT zur Reinigung desFreeStyle-Kunststoffgehäuses verwendet werden, da sie den
Kunststoff beschädigen können.

Ersetzen Sie die Einwegkanüle von Zeit zu Zeit bei normalem
Gebrauch. Weiteres Zubehör erhalten Sie von Ihrem
Gerätelieferanten.

Halten Sie den FreeStyle sauber und frei von Feuchtigkeit undStaub. Reinigen Sie das Kunststoffgehäuse regelmäßig, indem
Sie es mit einem fusselfreien Tuch oder mit einem feuchten Tuchoder Schwamm und einem milden Haushaltsreiniger abwischen.
Achten Sie besonders auf den Sauerstoffausgang für die
Verbindung zur Kanüle und stellen Sie sicher, dass dieser frei
von Staub, Wasser und Partikeln ist.

Alle Anweisungen des Herstellers befolgen, damit die Garantievon AirSep Ihre Gültigkeit behält.

DE-36

MN131-1 F

FreeStyle™

DE

FilterLuftzufuhrfilter
Entfernen Sie mindestens ein Mal pro Woche die Abdeckung vorne unten am
Gerät und reinigen Sie den Luftzufuhrfilter, der sich innen an der Abdeckung
befindet. Je nach Betriebsbedingungen wird Ihr Gerätelieferant Ihnen ggf. eine
häufigere Reinigung empfehlen. Gehen Sie zur korrekten Reinigung desLuftzufuhrfilters wie folgt vor:
1.

Bauen Sie den Filter aus dem Filterhalter aus und waschen Sie ihn inwarmem Seifenwasser aus.

2.

Spülen Sie den Filter gründlich aus und entfernen Sie das restliche
Wasser mit einem weichen, saugfähigen Tuch. Vergewissern Sie sich,dass der Filter trocken ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

3.

Setzen Sie den trockenen Filter wieder ein.
Betreiben Sie den FreeStyle niemals ohne eingebauten
Luftzufuhrfilter. Wenn ein zweiter Filter vorhanden ist, setzen Sie
den Ersatzfilter ein, bevor Sie den schmutzigen Filter reinigen.

AirSep empfiehlt, dieses Gerät nicht zu sterilisieren.

MN131-1 F

DE-37

DE

FreeStyle™

Tragetasche
Reinigen Sie Tragetasche und Riemen lediglich mit einer Bürste und warmem
Seifenwasser (nicht mit Wasser tränken) und lassen Sie sie an der Luft trocknen.
Die Tasche ist nicht für Waschmaschine oder Wäschetrockner geeignet.

Doppelte Anzeige
Wartung erforderlich (gelb)
Alarmzustand (rot)Abb. 25: Anzeige für erforderliche
Inspektion/Wartung

Alarm-/Wartungsanzeige
Wenn die Alarm-/Wartungsanzeige gelb aufleuchtet, muss Ihr FreeStyle-Gerät zur
Inspektion/Wartung zum Gerätelieferanten. Nach der Wartung wird die
Geräteleistung durch den Gerätelieferanten geprüft und die Alarm-/
Wartungsanzeige zurückgestellt.

DE-38

MN131-1 F

FreeStyle™

DE

FreeStyle-Zubehör
Um eine korrekte Leistung und Sicherheit zu gewährleisten, verwenden Sie nur
die nachfolgenden Zubehörteile von AirSep, die Sie über Ihren Gerätelieferanten
erhalten. Die Verwendung von anderem Zubehör, das nicht in der folgenden Liste
enthalten ist, kann die Leistung und/oder Sicherheit des tragbaren
Sauerstoffkonzentrators FreeStyle beeinträchtigen.
Beschreibung (Teilenummer)
FreeStyle Taschensatz, bestehend aus:

MI320-1

Universal-Zubehörtasche

MI283-1

Tragetasche, FreeStyle

MI304-1

Schulterriemen, FreeStyle (ist Bestandteil von MI283-1)

CD034-1

DC-Netzkabel (86 cm)

PW0221,2,3
oder 4

Universal-Wechsel-/Gleichstrom-Netzteil mit Batterieladegerät
sowie den folgenden Netzkabeln, wie zutreffend:
PW022-1 Universal-Wechsel-/Gleichstromnetzteil (1,2 m) mit CD023-2
Netzkabel 120 V (2,4 m) und
CD034-1 DC-Netzkabel (86 cm)
PW022-2 Universal-Wechsel-/Gleichstromnetzteil (1,2 m) mit CD017-2
Euro-Netzkabel (2,5 m) und
CD034-1 DC-Netzkabel (86 cm)
PW022-3 Universal-Wechsel-/Gleichstromnetzteil (1,2 m) mit CD025-1
Netzkabel Australien 250 V Wechselstrom (2,6m) und
CD034-1 DC-Netzkabel (86 cm)
PW022-4 Universal-Wechsel-/Gleichstromnetzteil (1,2 m) mit CD017-4 GBNetzkabel (2,5 m) und
CD034-1 DC-Netzkabel (86 cm)

MN131-1 F

DE-39

DE

FreeStyle™

Der optionale AirBelt umfasst Folgendes:
BT0171,2,3
oder 4AirBelt mit Netzteil sowie den folgenden Netzkabeln, wie
zutreffend:
BT017-1

AirBelt mit Netzteil PW008-1 (BT017 erweiterte Kabellänge 1,2m) mit CD023-2 Netzkabel 120 V AC (2,4 m)

BT017-2

AirBelt mit Netzteil PW008-2 (BT017 erweiterte Kabellänge 1,2m) mit CD017-2 Euro-Netzkabel (2,5 m)

BT017-3

AirBelt mit Netzteil PW008-3 (BT017 erweiterte Kabellänge 1,2 m)
mit CD025-1 Netzkabel Australien 250 V AC (2,6m)

BT017-4

AirBelt mit Netzteil PW008-4 (BT017 erweiterte Kabellänge 1,2m) mit CD017-4 GB-Netzkabel (2,5 m)
Zusätzliche oder andere Optionen:

MI240-2
MI078-1

AirBelt-Verlängerung
AirBelt-Verlängerung Neue Klettbandversion

MI284-1

Schulter-Tragegeschirr ermöglicht Umwandlung der
mitgelieferten Tragetasche für das FreeStyle-Gerät in einen
Rucksack

FI144-1

Luftzufuhrfilter

Die Verwendung anderer als der angegebenen Kabel undAdapter, mit Ausnahme der vom Hersteller des medizinischen
Elektrogeräts als Ersatzteile für interne Komponenten
verkauften Kabel und Adapter, kann zu erhöhten Emissionenoder verringerter Störfestigkeit des FreeStyle führen.

DE-40

MN131-1 F

FreeStyle™

DE

Materialien in direktem oder indirektem Kontakt mit
dem Patienten
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Konzentratorgehäuse .............................Valtra/ABS/Polystyrol
Konzentratorbedienfeld ...........................Polyester EBG7 oder
gleichwertig
Bedienfeldtür ..........................................Polycarbonat
Konzentratorgriff .....................................Polycarbonat
Gasausgang, Düse .................................Polycarbonat
Geräteetikett ...........................................Lexan
Spiralkabel...............................................Polyurethan
Kabelstecker ...........................................Polycarbonat/Vinylchlorid
Netzkabel ................................................PVC, Metall
Netzteil ....................................................Lexan 940 (Polycarbonat)
Batteriepack ............................................Lexan 945
Batteriepack, Netzteiletiketten .................Polyesterfolie
Konzentrator-Tragetasche .......................100 % Polyester-Mikrofaser mit
PVC-Rückseite
Batterietragetasche, Gürtel und Riemen ....100 % Polyester-Mikrofaser mit
PVC-Rückseite

Alternative Sauerstoffzufuhr
Ihr Gerätelieferant kann für den Fall eines mechanischen Versagens oder eines
Stromausfalls eine weitere Quelle für zusätzliche Sauerstofftherapie empfehlen.

Fehlerbehebung
Der FreeStyle ist auf jahrelangen, störungsfreien Betrieb ausgelegt.
Wenn Ihr tragbarer Sauerstoffkonzentrator FreeStyle nicht richtig funktioniert,
durchsuchen Sie die Tabelle auf den folgenden Seiten nach möglichen Ursachen
und Lösungen. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Gerätelieferanten.

Keine Wartungsarbeiten außer den nachfolgend aufgeführten
möglichen Maßnahmen treffen.

MN131-1 F

DE-41

DE

FreeStyle™

ProblemMögliche Ursache

LösungFreeStyle funktioniert
nicht, wenn eine
Taste für die
Zufuhreinstellung
gedrückt wird.

Batterie ist leer.

Gerät über Gleichstromoder
Wechselstromsteckdose
betreiben.

Funktionsstörung.

Setzen Sie sich mit Ihrem
Gerätelieferanten in
Verbindung und verwenden
Sie eine alternative
Möglichkeit der
Sauerstoffzufuhr.
Ein kontinuierlicher
akustischer Alarm
ertönt, und die (rote)
Alarmleuchte leuchtet
konstant.

Das FreeStyle-Gerät
konnte 15 Minuten
lang keine Atmung
feststellen.

Überprüfen Sie die
Verbindung der Kanüle.
Vergewissern Sie sich, dassdie Kanüle nicht geknickt ist.
Stellen Sie sicher, dass die
Kanüle richtig positioniert ist
und Sie durch die Naseatmen. Für Mundatmer kannder Arzt einen Kinnriemen
empfehlen.

Unterbrochener
Alarmzustand und die(gelbe) Leuchte BATT
blinkt.

Die Batterie muss
geladen werden.

Innerhalb von 2 Minuten aneine Gleichstrom- oder
Wechselstromsteckdoseoder an den optionalen
AirBelt anschließen.

Schneller Alarm,
Anzeige BATT (gelb)
blinkt und FreeStyleschaltet sich ab.

Die Batteriespannung
ist für den Betrieb des
FreeStyle zu
schwach.

Sofort an eine DC- oder
AC-Steckdose anschließen.

Unterbrochener
Alarm, die (rote)
Alarmleuchte blinkt.

Die Atemfrequenzübersteigt die
Leistung desFreeStyle.

Aktivität reduzieren unddann das Gerät aus- undwieder einschalten, um eszurückzusetzen. Bei Bedarf
zu einer anderen
Sauerstoffquelleüberwechseln und den
Gerätelieferanten zu Rateziehen.

DE-42

MN131-1 F

FreeStyle™

DE

ProblemMögliche Ursache

LösungUnterbrochener
Alarm, die (rote)
Alarmleuchte leuchtet
konstant.

Es liegt eineallgemeine
Funktionsstörung vor.

Zu einer anderen
verfügbaren
Sauerstoffquelleüberwechseln und den
Gerätelieferanten zu Rateziehen.

Gerät lässt sichbatteriebetrieben
nicht einschalten.

Gerät kann zu warmoder zu kalt sein,
wenn es draußen
gelagert wurde (z. B.
in einem Fahrzeug).

Warten Sie, bis das Gerät
die Umgebungstemperatur
angenommen hat. Dieser
Vorgang kann bei großem
Temperaturunterschiedeinige Minuten dauern.
Schließen Sie das Gerät bei
Bedarf kurzzeitig mit dem
Universal-Netzteil an eine
Stromquelle an, um dieeingebaute Batterie desGeräts zurückzusetzen.

Verzögerung beim
Aufladen der internen
Batterie.

Die interne Batterieüberschreitet die
Ladetemperatur.

Das Gerät kann betrieben
werden; das Laden darf
jedoch erst fortgesetzt
werden, wenn die
Batterietemperatur
gesunken ist. (Siehe
Hinweise auf Seite 9.)

Alarm bei Gebrauchin Fahrzeugen, an
Gleichstromquelleangeschlossen.

Kein Strom für das
Gerät bei leerer
Batterie;
Gleichstromquelle
lädt nicht auf.

Das Universal-Wechsel-/
Gleichstromnetzteil von der
Automobilsteckdose
trennen, den Motor desFahrzeugs erneut starten
und dann das Netzteil
wieder an der DCSteckdose anschließen, um
den Unterbrecher im
Gleichstrom-Netzteil
zurückzusetzen.

MN131-1 F

DE-43

DE

ProblemAlle anderen
Probleme.

DE-44

FreeStyle™

Mögliche Ursache

LösungZu einer anderen
verfügbaren
Sauerstoffquelleüberwechseln und den
Gerätelieferanten zu Rateziehen.

MN131-1 F

FreeStyle™

DE

Technische Daten
Sauerstoffkonzentration:*

1-3 Stoßeinstellungen; entspricht einer konstanten Zufuhr
von 90 % Sauerstoff +5,5/-3 %Zufuhr-Einstellungen: 1, 2 und 3 lpm (äquivalent zu
kontinuierlichem Fluss)
Einstellungen 1 bis 3 ± 10 %Abmessungen:21,8 cm hoch x 15,5 cm breit x 9,1 cm tief

Gewicht:

2,0 kg; optionaler AirBelt 0,8 kg

Stromversorgung:Universal Wechsel-/Gleichstromnetzteil
100-240 V AC, 501, max. 1,75 A, 50/60Hz)(11-16 V DC max. 8,0 A)

Batterielaufzeit(wiederaufladbare
Lithiumbatterie)

3 lpm: 2 Stunden; 2 lpm: 2,5 Stunden; 1 lpm: 3,5 Stunden
Optionaler AirBelt in Kombination mit interner Batterie:
3 lpm: 5 Stunden; 2 lpm: 6 Stunden; 1 lpm: 10 Stunden

Batterieladezeit:

3,5 Stunden; optionaler AirBelt: 3 Stunden

Einlaufzeit:

2 Minuten

Batteriezyklen:

ca. 300 Zyklen, danach 80 % Kapazität oder weniger.

Akustische Alarme undvisuelle Stoßanzeigen:Einschalten – akustisches und optisches Signal (GRÜNE
Leuchtanzeige);
Sauerstoffzufuhr– optisch (GRÜNE Leuchtanzeige);
Batteriezustand – Batterieladezustand (GRÜNE
Leuchtanzeigen);Kanüle nicht verbunden – akustisches und optisches Signal(ROTE Leuchtanzeige);
Systemüberlastung – akustisch und optisch (ROTE Warnund Alarmanzeigen);Über- und Unterdruck – akustisch und optisch(ROTE Alarmanzeige);
Wartung erforderlich: optisch (GELBE Alarmleuchte)

Geräuschentwicklung:

38 dBA bei Einstellung 1, 41 dBA bei Einstellung 2, 44 dBA
bei Einstellung 3**Temperaturbereich:Betriebstemperatur:
5 °C bis 40 °C(Relative Luftfeuchtigkeit bis zu 95 %, nicht-kondensierend)
Lagerungstemperatur:-20 °C bis 60 °C**Max. Betriebshöhe:bis zu 3.657 m (483 mmHg) Größere Höhen können die
Leistungsfähigkeit beeinträchtigen*Werte bei 21 °C und einem Luftdruck von 101 kPA**Der Betrieb außerhalb dieser Spezifikationen kann die Fähigkeit des Konzentrators
zur Erfüllung der Spezifikationen für die Sauerstoffkonzentration bei höheren
Liter-Durchflussraten begrenzen.

MN131-1 F

DE-45

DE

FreeStyle™

„Fortsetzung technische Daten“Medizinische Geräte erfordern spezielle Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf
EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) und müssen gemäß den in diesem
Abschnitt angegebenen EMV-Informationen installiert und in Betrieb genommen
werden.
Leitlinie und Herstellererklärung ± elektromagnetische Störfestigkeit
Das FreeStyle-Gerät ist für den Betrieb in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der
Kunde oder der Anwender des FreeStyle sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung benutzt wird.

STÖRFESTIGKEITS
test

IEC 60601PrüfpegelÜbereinstimmungspegel

Entladung statischer
Elektrizität (ESD)± 6 kV Kontaktentladung± 6 kV Kontaktentladungnach IEC 61000-4-2± 8 kV Luftentladung± 8 kV Luftentladung

Schnelle transiente
elektrische
Störgrößen/Bursts± 2 kV für Netzleitungen± 2 kV für Netzleitungen± 1 kV für Ein- und
AusgangsleitungenNicht anwendbar± 1 kV
Gegentaktspannung± 1 kV Gegentaktspannung

nach IEC 61000-4-4
Stoßspannung (Surge)
nach IEC 61000-4-5± 2 kV Gleichtaktspannung± 2 kV
Gleichtaktspannung

Spannungseinbrüche,Kurzzeitunterbrechungen
und Schwankungen der
Versorgungsspannung.
nach IEC 61000-4-11

Magnetfeld bei der
Versorgungsfrequenz<5 % UT(>95 % Einbruch in UT)
für 0,5 Perioden<5 % UT(>95 % Einbruch in UT)
für 0,5 Perioden

40 % UT(60 % Einbruch in UT)
für 5 Perioden

40 % UT(60 % Einbruch in UT)
für 5 Perioden

70 % UT(>30 % Einbruch in UT)
für 25 Perioden

70 % UT(30 % Einbruch in UT)
für 25 Perioden<5 % UT(>95 % Einbruch in UT)
für 5 s<5 % UT(>95 % Einbruch in UT)
für 5 s

3 A/m

3 A/m

nach IEC 61000-4-8

Elektromagnetische
Umgebung ± Leitlinien
Der Fußboden sollte aus
Holz, Beton oder Fliesen
bestehen. Bei synthetischen
Fußbodenbelägen sollte dierelative Luftfeuchtigkeit
mindestens 30 % betragen.
Die Qualität der
Versorgungsspannung
sollte der eines typischen
Gewerbe- oder
Krankenhausumfelds
entsprechen.
Die Qualität der
Versorgungsspannung
sollte der eines typischen
Gewerbe- oder
Krankenhausumfelds
entsprechen.
Die Qualität der
Versorgungsspannung
sollte der eines typischen
Gewerbe- oder
Krankenhausumfelds
entsprechen. Wenn das
FreeStyle-Gerät auch bei
Stromunterbrechungenweiter ungestört
funktionieren soll, ist es
ratsam, das Gerät mittels
einer unterbrechungsfreien
Stromversorgung (USV)
oder einer Batterie zu
betreiben.
Magnetfelder bei
Versorgungsfrequenz sollten
den Werten entsprechen, die
für typische Standorte ineinem typischen Gewerbeoder Krankenhausumfeld
charakteristisch sind.

HINWEIS UT ist die Netzwechselspannung vor der Anwendung des Prüfpegels.

DE-46

MN131-1 F

FreeStyle™

DE

Leitlinie und’Herstellererklärung ± elektromagnetische Störfestigkeit
Das FreeStyle-Gerät ist für den Betrieb in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der
Kunde oder der Anwender des FreeStyle sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung benutzt wird.

STÖRFESTIGKEI
TStestIEC 60601
PRÜFPEGELÜbereinstimmungspegel

Geleitete HFStörgrößen nachIEC 61000-4-6

3 Ueff
150 kHz bis 80 MHz

3 Ueff

Gestrahlte HFStörgrößen nachIEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz bis 2,5 GHz

3 V/m

Elektromagnetische Umgebung ±Leitlinien
Beim Betrieb tragbarer bzw. mobiler
HF-Kommunikationsgeräte (Sender) sollte
zu allen Teilen des FreeStyle-Geräts,
einschließlich Kabeln, ein Schutzabstandeingehalten werden, der sich je nach
Sendefrequenz aus einer der folgenden
Gleichungen errechnet.
Empfohlener Schutzabstand
D= 1,2 x √P
D= 1,2 x √P von 80 MHz bis 800 MHz
D= 2,3 x √P von 800 MHz bis 2,5 GHz
wobei P die vom Hersteller angegebene
maximale Nennausgangsleistung desbetreffenden Senders in Watt (W) undd der empfohlene Schutzabstand inMetern (m) ist.
Die mittels elektromagnetischer
Standortaufnahme bestimmbare
Feldstärke stationärer HF-Sender sollte
unter den Übereinstimmungspegeln dereinzelnen Frequenzbereiche liegen.b
In der Nähe von Geräten, die das
nebenstehende Symbol tragen,sind Störungen möglich:

HINWEIS 1 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Wert für den jeweils höheren Frequenzbereich.
HINWEIS 2 Diese Richtwerte treffen eventuell nicht auf alle Situationen zu. Die Ausbreitung elektromagnetischer
Wellen wird auch von der Absorption und Reflektion durch Bauten, Gegenstände und Personen beeinflusst.
a.

b.

Die Feldstärke stationärer Sender, wie z. B. Basisstationen von Funktelefonen (mobil/schnurlos) und mobilen
Landfunkgeräten, Amateurfunkstationen, AM- und FM-Rundfunk- und Fernsehsender, kann theoretisch nicht
genau vorausberechnet werden. Um die elektromagnetische Umgebung hinsichtlich stationärer HF-Sender zu
ermitteln, sollte eine elektromagnetische Standortaufnahme in Erwägung gezogen werden. Wenn die ermittelte
Feldstärke am Standort, an dem das FreeStyle-Gerät verwendet wird, den oben angegebenen HFÜbereinstimmungspegel überschreitet, sollte das Gerät beobachtet werden. Wenn ungewöhnliche
Leitungsmerkmale beobachtet werden, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein wie z. B. eineveränderte Ausrichtung oder ein anderer Standort des FreeStyle-Geräts.
Über dem Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollte die Feldstärke weniger als 3 V/m betragen.

MN131-1 F

DE-47

DE

FreeStyle™

Empfohlene Schutzabstände zwischen
tragbaren bzw. mobilen HF-Kommunikationsgeräten und dem FreeStyle
Das FreeStyle-Gerät ist für den Betrieb in einer elektromagnetischen Umgebung vorgesehen, in der gestrahlte HFStörgrößen kontrolliert werden. Der Käufer bzw. der Anwender des FreeStyle-Geräts kann zur Vermeidung
elektromagnetischer Störungen beitragen, indem er zwischen dem Gerät und tragbaren bzw. mobilen HFKommunikationsgeräten (Sendern) einen von der maximalen Ausgangsleistung der Kommunikationsgeräte
abhängigen Mindestabstand einhält – siehe die Empfehlungen in der folgenden Tabelle.

Maximale
Nennausgangsleistungdes Senders
W

Schutzabstand in Abhängigkeit von der Sendefrequenz(m)
von 150kHz bis
80MHz
d= 1,2 x √P

von 80 MHz bis
800 MHzd= 1,2 x √P

von 800 MHz bis
2,5 GHzd= 2,3 x √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Für Sender mit einer anderen maximalen Nennausgangsleistung als oben angegeben kann der empfohlene
Schutzabstand d in Metern (m) mit Hilfe der Gleichung für die betreffende Sendefrequenz geschätzt werden,
wobei P die maximale Nennausgangsleistung dieses Senders in Watt (W) nach Angaben des Senderherstellers ist.
HINWEIS 1 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Wert für den jeweils höheren Frequenzbereich.
HINWEIS 2 Diese Richtwerte treffen eventuell nicht auf alle Situationen zu. Die Ausbreitung elektromagnetischer
Wellen wird auch von der Absorption und Reflektion durch Bauten, Gegenstände und Personen beeinflusst.

Leitlinie und’Herstellererklärung ± elektromagnetische Aussendungen
Das FreeStyle-Gerät ist für den Betrieb in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der
Kunde oder der Anwender des FreeStyle sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung benutzt wird.

AussendungsmessungÜbereinstimmung

HF-Aussendungennach CISPR 11

Gruppe 1

HF-Aussendungennach CISPR 11

Klasse B

Oberschwingungennach IEC 61000-3-2

Klasse A

Spannungsschwankungen/
Flickernach IEC 61000-3-3

erfüllt

DE-48

Elektromagnetische Umgebung –Leitlinien
Das FreeStyle-Gerät nutzt HF-Energie nur für seineinterne Funktion. Deshalb sind seine HFAussendungen sehr gering und Störungen in derNähe befindlicher elektronischer Geräte
unwahrscheinlich.

Das FreeStyle-Gerät eignet sich zum Betrieb an
jedem Standort, einschließlich Wohnbereiche undEinrichtungen, die direkt an das öffentliche
Niederspannungs-Stromnetz für Wohngebäude
angeschlossen sind.

MN131-1 F

FreeStyle™

DE

Klassifikation
Absicherung gegen Elektroschock:
Klasse II Schutz vor Elektroschock durch doppelte Isolierung.
Grad der Absicherung gegen Stromschlag:
Typ BF Das Gerät bietet einen besonderen Grad der Absicherung
gegen Stromschlag in Bezug auf1) zulässigen Kriechstrom;2) Zuverlässigkeit der Erdung (falls vorhanden).
Das Gerät ist nicht für eine Direktanwendung am
Herzen geeignet.
Unabhängige Überprüfung im Hinblick auf Normen für elektromedizinische
Geräte:Entspricht gemäß Überprüfung der Norm
IEC 60601-1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften.
CAN/CSA C22.2 Nr. 60601-1-08 M90 für medizinische
Elektrogeräte – Teil 1: Allgemeine
Sicherheitsvorschriften
Schutz vor möglicher elektromagnetischer oder anderer Störung durchandere Geräte.
Entspricht gemäß Überprüfung der Norm EN60601-1-2(EMV).
Entspricht gemäß Überprüfung der Norm RTCA/DO160
Abschnitt 21 Kategorie M.
CISPR 11/EN 55011 Klasse B Gruppe 1, „Industrielle,
wissenschaftliche und medizinische Geräte“
FCC Teil 15, Unterteil B – Klasse B Unbeabsichtigte Strahler
Zulässige Methoden der Reinigung und des Infektionsschutzes:
Siehe den Abschnitt „Reinigung, Pflege undordnungsgemäße Wartung“ in diesem FreeStylePatientenhandbuch.
Sicherheit bei Anwendung in einer Umgebung mit entzündlichen
anästhetischen Gasen:
Dieses Gerät ist für eine solche Anwendung nicht geeignet.
Betriebsart:
Dauerbetrieb.

MN131-1 F

DE-49

DE

FreeStyle™

Beschränkte Garantie
AirSep Corporation erteilt dem Erstkäufer eine Garantie auf alle Teile desSauerstoffkonzentrators FreeStyle für einen Zeitraum von 3 Jahren ab
Lieferdatum der Originalrechnung bei normalem Gebrauch und Betrieb. Die
Garantiezeit für die Batterie beträgt ein Jahr. Die Verpflichtung seitens AirSep
Corporation im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder
den Ersatz des jeweiligen Geräteteils (oder der Geräteteilkomponente), das sichals fehlerhaft erwiesen hat. AirSep Corporation behält sich auch die Möglichkeit
vor, den Kaufpreis eines solchen fehlerhaften Geräteteils zu erstatten.
Jedes Geräteteil, für das ein Garantieanspruch geltend gemacht wird, muss – auf
Verlangen von AirSep Corporation – zusammen mit dem Kaufbeleg, auf dem das
Kaufdatum ausgewiesen ist, portofrei an das Werk von AirSep zurückgesandt
werden. Der Käufer trägt die Kosten für die Rücksendung. Für Ersatzteile gilt die
Garantie wie oben definiert, jedoch nur für die noch verbleibende Laufzeit derursprünglichen 3-Jahres-Garantie (wie auf der Originalrechnung angegeben).
Diese Garantie findet keine Anwendung bei Komponenten oder Teilen, die durch
Missbrauch, Unfall, unsachgemäße Wartung oder Anwendung beschädigt wurdenoder an denen Reparaturen oder Veränderungen in einem anderen Werk als dem
von AirSep Corporation ohne eine vorab schriftlich erteilte ausdrückliche
Genehmigung der AirSep Corporation erfolgt sind.
DIE VORGENANNTE GARANTIE WIRD ANSTELLE JEDER ANDERENAUSDRÜCKLICHENODERIMPLIZIERTEN,
TATSÄCHLICHENODERGESETZLICHEN GARANTIE ERTEILT, EINSCHLIESSLICH UND OHNE
EINSCHRÄNKUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINENBESTIMMTEN ZWECK. ES BESTEHT AUSDRÜCKLICH EINIGKEIT DARÜBER,DASS DER ALLEINIGE UND AUSSCHLIESSLICHE ANSPRUCH SEITENS DESKÄUFERS AUF BEHEBUNG VON FEHLERN BEI TEILEN SICH AUF DIE
DURCHSETZUNG DER ZUVOR DEFINIERTEN VERPFLICHTUNG DER AIRSEPCORPORATION BESCHRÄNKT, UND DASS DIE AIRSEP CORPORATIONGEGENÜBER DEM KÄUFER ODER ANDEREN PERSONEN KEINE HAFTUNG
FÜR EINEN NUTZUNGSAUSFALL DES GERÄTES ODER EINEN ANDEREN
BESONDEREN, INDIREKTEN, ZUFÄLLIGEN ODER MITTELBAREN SCHADEN
ÜBERNIMMT.
Vertreter in Europa:
Medical Product Services GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany
E-Mail: info@mps-gmbh.eu

DE-50

MN131-1 F

FreeStyle™

ES

NO USE ESTE EQUIPO SIN ANTES LEER Y ENTENDER ESTEMANUAL. SI NO PUEDE ENTENDER LAS ADVERTENCIASY LAS INSTRUCCIONES, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU
PROVEEDOR DEL EQUIPO ANTES DE USARLO; DE LO
CONTRARIO PODRÍAN OCURRIR LESIONES O DAÑOS.
Fumar mientras se utiliza oxígeno es la causa número unode lesiones y muertes relacionadas con el fuego. Debeseguir estas advertencias de seguridad:
No permita fumar, ni que haya velas ni llamas vivas en la misma
habitación que el dispositivo o a menos de 5 pies (1,52 metros)de los accesorios que llevan oxígeno.
Fumar mientras usa una cánula de oxígeno puede producir
quemaduras en la cara y posiblemente la muerte.
Si se quita la cánula y la coloca sobre camas, sofás u otro
material acolchado, se producirá un incendio repentino cuando
se exponga a un cigarrillo, fuentes de calor o llamas.
Si fuma, estos tres pasos pueden salvar su vida:apague el concentrador de oxígeno, quite la cánula y salga de lahabitación donde se encuentra este dispositivo.

Se deben colocar bien a la vista letreros de “Prohibido fumar– Oxígeno en uso” en el hogar, o dondequiera que se use elconcentrador de oxígeno. Los pacientes y sus cuidadores
deben ser informados acerca de los peligros de fumar enpresencia de oxígeno médico, o mientras este se estáutilizando.

ES

FreeStyle™

ÍNDICE
Concentrador de oxígeno
portátil FreeStyle™ de AirSep®
Concentrador de oxígeno portátil FreeStyle™ de AirSep
Símbolos¿Por qué le prescribió oxígeno su médico?
¿Qué es el concentrador de oxígeno portátil FreeStyle?
Perfil del operador
FreeStyle para viajar en líneas aéreas – Aprobado por la FAA
Normas de seguridad importantes
Normas de seguridad importantes para el usodel AirBelt opcional
Introducción al concentrador de oxígeno portátil FreeStyle
Carga de la batería
Cánula nasal
Componentes de la unidad FreeStyle
Instrucciones de funcionamiento
Fuentes de energía
Fuente de alimentación de CA/CC Universal de FreeStyle™
(instrucciones de uso)
Filtros
Ajuste del selector de flujo
Alarmas/indicadores luminosos
Cómo responder a las alarmas o indicadores luminososdel FreeStyle
Limpieza, cuidado y mantenimiento adecuado
Compartimiento interior
FiltroBolsa de transporte
Indicador de alarma/servicio técnico
Accesorios para el FreeStyle
Materiales en contacto directo o indirecto con el paciente
Suministro de oxígeno de reserva
Guía de solución de problemas
Características del FreeStyle
Clasificación
Garantía limitada

ES1
ES1-2
ES2-3
ES3-4
ES4
ES4-5
ES5-12
ES13
ES14-16
ES16-18
ES18-19
ES20-21
ES21-23
ES23-24
ES24-29
ES29-30
ES31-32
ES32-34
ES34-35
ES36-38
ES36
ES37
ES38
ES38
ES39-40
ES41
ES41
ES41-43
ES44-47
ES48
ES49

FreeStyle™

ES

Concentrador de oxígeno portátil FreeStyle™ de AirSep
Este manual del paciente le familiarizará con el funcionamiento del concentradorde oxígeno portátil FreeStyle™ de AirSep. Lea y asegúrese de entender toda la
información contenida en este manual antes de usar la unidad FreeStyle. En casode duda, su proveedor del equipo le responderá con sumo agrado.

SímbolosSe utilizan a menudo símbolos en vez de mensajes escritos en los equipos o elmanual para evitar los malentendidos a causa de los diferentes idiomas.
Los símbolos también permiten facilitar la comprensión de un concepto utilizando
un espacio mínimo.
La tabla de símbolos y definiciones siguiente se utiliza con el concentrador deoxígeno portátil FreeStyle.
Símbolo

MN131-1 F

Descripción

Símbolo

Descripción

Advertencia:
describe una práctica
poco segura opeligrosa que si no
se evita puede
ocasionar daños
físicos graves, lamuerte o daños
materiales
considerables

Equipo de Clase II,
con aislamiento
doble

Precaución: describe
una práctica poco
segura o peligrosaque puede ocasionar
daños físicos odaños materiales
menores

Cumple con losrequisitos de la
directiva 93/42/CEE
preparada por laorganización
homologada
N.° 0459

Nota: proporciona
información losuficientemente
importante para
hacer hincapié enella o repetirla

Ver las instrucciones

ES-1

ES

FreeStyle™

Cumple con RTCA/DO160 Sección 21
Categoría M

Consultar la
documentación
adjunta

Mantener la unidad
y los accesorios
secos

No usar aceite ni
grasa

Se requiere el
desecho apropiado
de los residuos deequipos eléctricos
y electrónicos

No fumarNo desmontar

Equipo tipo BF

Consultar las
instrucciones de uso

Cumple con RTCA
DO-160 Sección 21
Categoría M.
Requisito FAA
SFAR 106

Agencia deseguridad para
CAN/CSA C22.2
N.º 60601-1-08 M90
para equipos
médicos eléctricos

Este lado hacia
arribaAgencia deseguridad para
CAN/CSA C22.2 N.º
601.1 M90 paraequipos médicos
eléctricos

Frágil – manipularcon cuidado

Concentrador deoxígeno portátil
aprobado por la FAA
No exponer a llamas
vivas¿Por qué le prescribió oxígeno su médico?
Muchas personas padecen enfermedades cardíacas, pulmonares u otras
enfermedades respiratorias. Un gran número de esos pacientes puede
beneficiarse de la oxigenoterapia complementaria en casa, durante un viaje o ensus actividades diarias fuera de casa.
ES-2

MN131-1 F

FreeStyle™

ES

El oxígeno es un gas que compone el 21 % del aire ambiente que respiramos.
Nuestro organismo depende de un suministro constante para funcionar
correctamente. Su médico le ha prescrito un flujo o ajuste particular para tratar sus
problemas respiratorios específicos.
Aunque el oxígeno no es una sustancia adictiva, el uso no autorizado de laoxigenoterapia puede ser peligroso. Consulte a su médico antes de usar este
concentrador de oxígeno. El proveedor que le ha suministrado este equipo deoxígeno le enseñará a regular el flujo de oxígeno prescrito.

El concentrador de oxígeno portátil FreeStyle puede usarse
cuando duerme si se lo ha recomendado un médico con
licencia profesional.

Es muy importante seleccionar el nivel de flujo de oxígeno
prescrito. No incremente ni reduzca el flujo sin haberconsultado a su médico.

¿Qué es el concentrador de oxígeno portátil FreeStyle?
Los concentradores de oxígeno aparecieron a mediados de los años 70 y se han
convertido en la fuente de oxígeno complementario más práctica y fiable que hay
disponible en la actualidad. Los concentradores de oxígeno son la opción más
rentable, eficaz y segura a las bombonas de oxígeno de alta presión o de oxígeno
líquido. Un concentrador de oxígeno proporciona todo el oxígeno necesario sinnecesidad de usar bombonas ni botellas.
El aire que respiramos contiene aproximadamente un 21 % de oxígeno, 78 % denitrógeno y 1 % de otros gases. En la unidad FreeStyle, el aire ambiente pasa a
través de un material regenerador y absorbente llamado “tamiz molecular”. Estematerial separa el oxígeno del nitrógeno. El resultado es un flujo de oxígeno dealta concentración suministrado al paciente.
La unidad FreeStyle utiliza la tecnología avanzada de concentración de oxígeno y la
combina con la tecnología de conservación de oxígeno en el concentrador de oxígeno
portátil más pequeño y liviano del mundo, con un peso de solamente 4,4 libras (2 kg).
El FreeStyle produce eficazmente su propio oxígeno y lo suministra rápidamente
mediante un impulso de oxígeno cuando usted respira, muy al principio de una
inhalación. De esta manera se elimina el oxígeno desperdiciado de los dispositivos de
MN131-1 F

ES-3

ES

FreeStyle™

flujo continuo de oxígeno que suministran oxígeno al exhalar. Esta pulsación deloxígeno es equivalente a un flujo continuo. El FreeStyle produce el equivalente a un
flujo de hasta 3 lpm (litros por minuto) en un envase liviano que se puede transportar
y usar fácilmente fuera de la casa.
El FreeStyle funciona a partir de cuatro fuentes eléctricas diferentes. (Vea lasección “Fuentes de energía” de este manual).

Perfil del operador:
Los concentradores de AirSep se destinan al suministro de oxígeno complementario
a usuarios que sufren malestar debido a dolencias que afectan a la eficacia de lospulmones para transferir el oxígeno del aire al torrente sanguíneo. Los concentradoresde oxígeno portátiles ofrecen la comodidad de utilizar un sistema sin suministro en
lugar de un sistema con suministro (tanque de O2), lo que hace que el usuario sea
relativamente autosuficiente en cuanto al uso en el hogar, la deambulación (tanto
dentro como fuera de la casa), la movilidad y el estilo de vida en general. El uso de unconcentrador de oxígeno requiere una prescripción de un médico, y no está destinado
a un uso como sistema de respiración artificial.
Aunque la oxígenoterapia se puede prescribir a pacientes de todas las edades, elpaciente típico de oxígenoterapia tiene más de 65 años de edad y padece
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Los pacientes suelen tener
buenas capacidades cognitivas y deben ser capaces de comunicar si tienen
malestar. Si el usuario no es capaz de comunicar la incomodidad, o es incapaz deleer y entender el etiquetado del concentrador y las instrucciones de uso, entonces
se recomienda su uso solamente bajo la supervisión de una persona que sí pueda.
Si se siente alguna incomodidad al utilizar el concentrador, se aconseja a lospacientes que se pongan en contacto con su proveedor de atención médica.
También se recomienda a los pacientes tener oxígeno de reserva disponible (esdecir, una bombona de oxígeno) para el caso de un fallo eléctrico o delconcentrador. No son necesarias otras habilidades o capacidades del usuario parael uso del concentrador.

FreeStyle para viajar en líneas aéreas – Aprobado por la FAAEl FreeStyle ha recibido la aceptación de la Administración Federal de Aviación(Federal Aviation Administration, FAA) de los EE. UU. para el uso del oxígeno abordo durante el vuelo por los pasajeros en las líneas aéreas comerciales a travésde una enmienda de 2006 al SFAR 106.
Además, a partir del 13 de mayo de 2009, una nueva resolución del Departamento deTransportes (Department of Transportation, DOT)/FAA ha determinado que las
ES-4

MN131-1 F

FreeStyle™

ES

compañías ubicadas en los EE. UU., así como los vuelos internacionales con origeno destino en los EE. UU., deben permitir que los pasajeros utilicen a bordo y en vueloconcentradores de oxígeno portátiles aprobados por la FAA, según sea médicamente
necesario. Consulte directamente con las compañías aéreas con las que desea viajar
la información actualizada sobre sus políticas específicas de uso de concentradoresde oxígeno portátiles.

----(Lea la sección “Normas de seguridad importantes” antes deusar este equipo).----

Normas de seguridad importantes
Lea atentamente y familiarícese con la siguiente información importante sobre
seguridad relativa al concentrador de oxígeno portátil FreeStyle.
Este aparato suministra oxígeno de alta concentración lo que
lo hace muy inflamable. No permita que se fume ni que hayallamas vivas en la misma habitación que (1) este aparato nique (2) ningún accesorio que lleve oxígeno. Omitir esta
advertencia puede ocasionar incendios intensos, daños
materiales, daños físicos o incluso la muerte.

Si presenta alguna molestia o tiene una emergencia médica,obtenga atención médica de inmediato.

No calentar a temperaturas superiores a 140 °F (60 °C)

No use esta unidad como un sistema de respiración artificial.
En los pacientes geriátricos, pediátricos o cualquier otro paciente
incapaz de comunicar su incomodidad mientras usa esta unidad,
podría ser necesario utilizar un sistema de vigilancia adicional.
Los pacientes con problemas de audición o de visión podrían
necesitar asistencia para controlar las alarmas.

MN131-1 F

ES-5

ES

FreeStyle™

No use aceite, grasa, productos derivados del petróleo ni otros
inflamables en los accesorios que portan oxígeno ni en la
unidad FreeStyle. Solamente se deben utilizar lociones
o pomadas con base acuosa, compatibles con el oxígeno.
El oxígeno acelera la combustión de sustancias inflamables.

El uso incorrecto de la batería de la unidad FreeStyle puede
ocasionar que se caliente o incendie dicha batería y producir
daños graves. Asegúrese de no agujerear, golpear, pisar odejar caer la batería, ni de alguna manera permitir que labatería reciba impactos o descargas fuertes.

Si utiliza el FreeStyle en el exterior con la fuente dealimentación de CA/CC Universal, conecte la fuente dealimentación a una toma con descarga a tierra solamente.

El uso de cables y adaptadores distintos de los especificados,con la excepción de los cables y los adaptadores vendidos por
el fabricante del equipo eléctrico médico como piezas derepuesto para los componentes internos, puede dar lugar amayores emisiones y disminución de la inmunidad de launidad FreeStyle.

No está permitida ninguna modificación de este equipo.

El FreeStyle no debe utilizarse cerca o encima de otros
equipos. Si el uso adyacente o apilado fuese inevitable, el
aparato deberá ser observado para verificar su normal
funcionamiento.

ES-6

MN131-1 F

FreeStyle™

ES

Peligro de descarga eléctrica. Desconecte el cable dealimentación de la toma de corriente eléctrica antes de limpiar la
unidad, a fin de evitar exponerse a una descarga eléctrica
accidental. Solamente su proveedor del equipo o un técnico deservicio capacitado debe retirar las cubiertas o reparar la unidad.

Se debe tener cuidado para evitar que el FreeStyle se moje ni
dejar que el agua entre en la unidad. Esto puede hacer que launidad falle o se apague.

Las leyes federales (de los EUA) restringen este dispositivo asu venta o alquiler por indicación de un médico u otro
proveedor de atención médica con licencia profesional.

En caso de que suene una alarma u observe que la unidad
FreeStyle no funciona debidamente, vea la sección “Guía desolución de problemas” de este manual. Si no puede resolver
el problema, consulte con su proveedor del equipo.

El concentrador de oxígeno portátil FreeStyle puede usarse
cuando duerme si se lo ha recomendado un médico con
licencia profesional.

El uso de la unidad FreeStyle fuera de su intervalo detemperatura normal de funcionamiento puede afectar a su
rendimiento y reducir el tiempo de funcionamiento de la bateríao aumentar el periodo de carga de la batería. (Vea la sección“Especificaciones” de este manual).

Evite obstruir las tomas de entrada o salida de aire. De lo
contrario, la unidad FreeStyle se podría sobrecalentar, y eso
podría afectar a su funcionamiento.

MN131-1 F

ES-7

ES

FreeStyle™

No use la unidad en un área restringida o con espacio reducido(por ejemplo, dentro de un estuche pequeño o una bolsa)
donde la ventilación podría verse limitada. De lo contrario, launidad FreeStyle se podría sobrecalentar, y eso podría afectara su funcionamiento.
Si utiliza la unidad FreeStyle en un automóvil, embarcación oen otro vehículo con la fuente de alimentación de CA/CC
Universal, asegúrese de que el vehículo esté arrancado y en
marcha antes de conectar la unidad FreeStyle. Si la fuente dealimentación de CA/CC Universal no se ilumina y requiere
reiniciarla, desconecte la fuente de alimentación de la toma deCC, vuelva a arrancar el vehículo y luego vuelva a conectar lafuente de alimentación en la toma de CC. No cumplir con
estas indicaciones puede causar que la fuente de alimentación
no alimente la unidad FreeStyle.
Cuando se apaga el automóvil donde está utilizando la unidad
FreeStyle, desconecte la unidad del automóvil y llévela con
usted. No deje nunca la unidad FreeStyle en un automóvil muy
caliente ni en otro ambiente similar sometido a altas o bajas
temperaturas. Usar o guardar la unidad a una temperatura
fuera de su intervalo normal puede afectar el funcionamientode la unidad FreeStyle. (Vea la sección “Especificaciones” deeste manual).
Si la unidad FreeStyle se guarda durante un tiempo prolongado
fuera del intervalo de temperatura normal de funcionamiento,
deje que la unidad adquiera su temperatura normal defuncionamiento antes de encenderla. (Vea la sección“Especificaciones” de este manual).

ES-8

MN131-1 F

FreeStyle™

ES

Es muy importante seleccionar solamente el nivel de oxígeno
prescrito. Cambie la selección de flujo de impulso únicamente
bajo prescripción médica.

Sustituya la cánula desechable según lo recomendado por el
fabricante o el proveedor del equipo. Su proveedor del equipo
dispone de accesorios de repuesto.

No coloque el concentrador de manera que sea difícil teneracceso al cable de alimentación.

El concentrador debe estar ubicado de modo que evite loscontaminantes o humos.

No coloque el concentrador de manera que sea difícil teneracceso al cable de alimentación.

Los equipos portátiles y móviles de comunicación por
radiofrecuencia pueden afectar a los equipos médicos
eléctricos.

El tubo de la cánula no debe estar aplastado ni torcido y su
longitud total máxima es de 25 pies (7,6 m).

Asegúrese de que la cánula esté bien introducida y fija. De esta
manera la unidad FreeStyle puede detectar una inhalación ysuministrar así oxígeno.

MN131-1 F

ES-9

ES

FreeStyle™

Guardar el FreeStyle durante un tiempo prolongado a altas
temperaturas o con una batería totalmente cargada/descargada
puede reducir la vida útil general de la batería.

El inicio del ciclo de carga de la batería después de conectarla a
una fuente de alimentación puede tardar varios minutos, lo quedependerá de la temperatura en que se encuentre la batería del
FreeStyle. Esto es normal y su objetivo es garantizar que serealice una carga segura.

La batería de la unidad FreeStyle no tiene que estar totalmente
descargada antes de volverla a cargar. Se recomienda cargar labatería de la unidad FreeStyle después de cada uso.

El proceso de carga puede tardar varios minutos en iniciarse
después de conectar la unidad a la fuente, lo que dependerá dela temperatura de funcionamiento interno de la batería. Esto es
normal y su objetivo es garantizar que se realice una carga
segura. Esta circunstancia es más probable que ocurra cuando
la batería está completamente descargada.

Cuando está conectada a CA o CC, la batería de la unidad se
carga hasta que se alcance su plena capacidad, ya sea
mientras la unidad está en funcionamiento o apagada.

Si la batería interna se agota completamente y la unidad
FreeStyle se apaga, la unidad no se puede reiniciar con el
AirBelt. Si esto ocurre, conecte el FreeStyle a su fuente dealimentación de CA/CC Universal durante un corto período detiempo con el fin de proporcionar suficiente energía a la bateríainterna para iniciar la unidad. El AirBelt se puede conectar acontinuación para proporcionar tiempo de funcionamiento
adicional.

ES-10

MN131-1 F

FreeStyle™

ES

Si la fuente de alimentación de la unidad FreeStyle permanece
conectada cuando la batería está totalmente cargada, los cuatro
LED se apagarán dentro de un plazo de aproximadamente
1 hora.
Puede ser necesario conectar inicialmente la fuente dealimentación de CA/CC Universal del FreeStyle a la unidad
FreeStyle antes de que la unidad pueda funcionar por primera
vez con la energía de la batería. Puede que su proveedor delequipo ya haya efectuado este paso por usted.

Utilice solamente el N.º de referencia de AirSep FI144-1 como
filtro de admisión de aire con esta unidad.

No utilice el FreeStyle sin el filtro de admisión de aire. Si
dispone de un segundo filtro, coloque el filtro de repuesto antes
de limpiar el filtro sucio.

AirSep no recomienda la esterilización de este equipo.

No trate de realizar ningún mantenimiento que no sea alguno
de los indicados en este manual.

La batería recargable de ión litio utilizada en la unidad FreeStyleno tiene que estar completamente descargada para recargarla.
Se recomienda cargar la batería independientemente del nivel
de carga que tenga después de su uso.
La batería se cargará cuando la unidad esté apagada, asícomo cuando la unidad está funcionando conectada a lafuente de alimentación de CA/CC Universal.

MN131-1 F

ES-11

ES

FreeStyle™

Las baterías de litio pueden perder permanentemente su
capacidad cuando se las expone a temperaturas
extremadamente altas con las baterías totalmente cargadas odescargadas por completo. Para un almacenamiento
prolongado, se recomienda que las baterías se carguen de un
25 al 50 % y que permanezcan dentro de un intervalo detemperatura de 73 °F (23 °C) +/- 2 °C.

Se deben colocar bien a la vista letreros de “Prohibido fumar –Oxígeno en uso” en el hogar, o dondequiera que se use elconcentrador de oxígeno. Los pacientes y sus cuidadores deben
ser informados acerca de los peligros de fumar en presencia deoxígeno médico, o mientras este se está utilizando.

ES-12

MN131-1 F

FreeStyle™

ES

Normas de seguridad importantes para el uso del
AirBelt opcional
El uso incorrecto del AirBelt puede ocasionar que se calienteo incendie la batería y producir daños graves. Asegúrese de noagujerear, golpear, pisar o dejar caer la batería, ni de alguna
manera permitir que la batería reciba impactos o descargas
fuertes.

Vuelva a colocar la tapa de seguridad en el cable del AirBelt
cuando no lo use.

No trate de cargar el AirBelt opcional con la fuente dealimentación de CA/CC Universal de la unidad FreeStyle,ya que se podría averiar el AirBelt.
Use solamente la fuente de alimentación del AirBelt suministrada
para cargar el AirBelt.
El inicio del ciclo de carga de la batería después de conectarla
a una fuente de alimentación puede tardar varios minutos, lo
que dependerá de la temperatura en que se encuentre el AirBelt.
Esto es normal y su objetivo es garantizar que se realice una
carga segura.

El AirBelt no tiene que estar totalmente descargado antes devolverlo a cargar. Se recomienda cargarlo después de cada uso.

Las baterías de litio pueden perder permanentemente su
capacidad cuando se las expone a temperaturas extremadamente
altas con las baterías totalmente cargadas o descargadas porcompleto. Para un almacenamiento prolongado, se recomienda
que las baterías se carguen de un 25 al 50 % y que permanezcan
dentro de un intervalo de temperatura de 73 °F (23 °C) +/- 2 °C.

MN131-1 F

ES-13

ES

FreeStyle™

(Lea la sección “Normas de seguridad importantes” antes de usar este equipo).

Introducción al concentrador de oxígeno portátil FreeStyle
Tal como se muestra en las figuras 1-3, el embalaje de la unidad FreeStyle
incluye los siguientes elementos. En caso de que falte alguno, póngase en
contacto con su proveedor del equipo.
••••

concentrador de oxígeno portátil FreeStyle con bolsa de transporte;manual del paciente (no se muestra);fuente de alimentación de CA/CC Universal (100-240 voltios, 50/60 Hz)
con cable de alimentación;
cable de alimentación de CC.

Figura 2: Fuente de alimentación de CA/CC
Universal/cable de alimentacióndel FreeStyle
Figura 1: Unidad FreeStyle

Figura 3: Fuente de alimentación de CC
del FreeStyle

Además, opcionalmente dispone de un AirBelt para lograr una duración mayor dela batería. Dicho embalaje incluye los siguientes elementos, tal como muestra la
figura 4:
•
•

ES-14

cinturón para batería AirBelt;
fuente de alimentación de CA/CC Universal (100-240 voltios, 50/60 Hz)
con cable de alimentación.

MN131-1 F

FreeStyle™

ES

El uso incorrecto del AirBelt puede ocasionar que se calienteo incendie la batería y producir daños graves. Asegúrese de noagujerear, golpear, pisar o dejar caer la batería, ni de alguna
manera permitir que la batería reciba impactos o descargas
fuertes.

Debe leer todas las advertencias, precauciones y notas del AirBelt antes
de proceder a usarlo con su equipo.
Consulte la pág. 9, “Normas de seguridad importantes para el uso del
AirBelt opcional”.
Entre otros accesorios opcionales se incluye un arnés para convertir fácilmente labolsa de transporte del FreeStyle en una mochila (número de referencia MI2841), como se muestra en la figura 5. El FreeStyle también se puede llevar en lacintura, si lo desea, pasando el cinturón AirBelt u otro cinturón que lleve por laspresillas del estuche de transporte del FreeStyle. (Vea la figura 6). La bolsa para
accesorios opcionales (número de referencia MI320-1) permite viajar aún más
cómodamente al transportar todos los accesorios de alimentación y AirBelts
opcionales y el arnés, para usarlos en su destino previsto.

Figura 4: AirBelt y fuente dealimentación de CA/CC Universal/cablede alimentación

MN131-1 F

Figura 5: Unidad
FreeStyle fijada enestilo mochila

Figura 6:
UnidadFreeStyle fijada
a la cintura

ES-15

ES

FreeStyle™

Vuelva a colocar la tapa de seguridad en el cable del AirBelt
cuando no lo use.

Antes de utilizar FreeStyle por primera vez, familiarícese con los componentes
principales. Se ilustran en las figuras de las páginas siguientes y se detallan más
adelante en este manual.

Carga de la batería
Asegúrese de que la batería de la unidad se encuentre cargada por completoantes de salir con FreeStyle por primera vez o en usos posteriores. Para
comprobar el nivel de carga de la batería interna, pulse el botón BATT del tecladodel FreeStyle. Los LED indicadores de carga sobre el botón BATT se iluminan
para indicar el nivel de carga de la batería interna (25-100 %). Nota: La bateríainterna se carga siempre que la unidad se usa con alimentación de CA o CC. Para
cargar la batería interna del FreeStyle, simplemente conecte su fuente dealimentación de CA/CC Universal a la entrada de corriente de la unidad (tal como
se muestra en la figura 7). Asegúrese de alinear correctamente el cable dealimentación a esta entrada en primer lugar. Para ello, observe la clavija en forma
de "D" tanto del conector del cable de alimentación como de la entrada decorriente en FreeStyle. Ambos deben estar bien alineados y, al retirar el cable dealimentación, se debe presionar el botón para sacarlo de la unidad FreeStyle. Eso
garantiza que ni la unidad ni los accesorios de alimentación resulten dañados.

Entrada decorriente de launidad FreeStyle

Presione paraquitar el cablede alimentación.

AirBelt opcional
El accesorio opcional AirBelt, que puede aumentar la duración total de la bateríadel FreeStyle hasta 10 horas, requiere unas 3 horas para cargarse totalmente
cuando la batería externa se encuentra totalmente descargada. Para recargar el
AirBelt, conecte su propia fuente de alimentación de CA al extremo del cable dealimentación del AirBelt (tal como se muestra en la figura 8) y el otro extremo dela fuente de alimentación a una toma de CA adecuada. En el cable de este
accesorio puede encontrar un indicador de carga independiente para comprobar
el nivel de carga de la batería del AirBelt y funciona igual que el indicador de labatería interna en el teclado.
ES-16

MN131-1 F

FreeStyle™

ES

El inicio del ciclo de carga de la batería después de conectarla a
una fuente de alimentación puede tardar varios minutos, lo quedependerá de la temperatura en que se encuentre la batería del
FreeStyle. Esto es normal y su objetivo es garantizar que serealice una carga segura.

La batería de la unidad FreeStyle no tiene que estar totalmente
descargada antes de volverla a cargar. Se recomienda cargar labatería de la unidad FreeStyle después de cada uso.

El proceso de carga puede tardar varios minutos en iniciarse
después de conectar la unidad a la fuente, lo que dependerá dela temperatura de funcionamiento interno de la batería. Esto es
normal y su objetivo es garantizar que se realice una carga
segura. Esta circunstancia es más probable que ocurra cuando
la batería está completamente descargada.

Figura 7: Carga de la batería interna

Figura 8: Carga de la bateríadel AirBelt

La batería del AirBelt no tiene que estar totalmente descargada
antes de volverla a cargar. Se recomienda cargar la batería
después de cada uso.
•

La batería interna de la unidad FreeStyle se recargará totalmente si estuviera
descargada por completo en unas 3,5 horas, tanto si la unidad se está usando
con la fuente de alimentación de CA/CC Universal como si no la usa.

MN131-1 F

ES-17

ES

•
•
•
•

FreeStyle™

Al cargar una batería completamente descargada, el LED de 25 % empezaráa parpadear rápidamente al principio durante unos pocos minutos, luego
empezará a parpadear a menor velocidad (cada ½ segundo).
El LED continuará parpadeando hasta que el nivel de carga llegue al 25 %.
El LED dejará entonces de parpadear.
Cada uno de los cuatro LED, de 25 % a 100 %, parpadeará como se indicó
anteriormente y, cuando lleguen a su capacidad, dejarán de parpadear.
Cuando todos los LED dejen de parpadear, la batería se encuentra totalmente
cargada, y después de un tiempo se apagarán los cuatro LED.
Las baterías de litio pueden perder permanentemente su
capacidad cuando se las expone a temperaturas
extremadamente altas con las baterías totalmente cargadaso descargadas por completo. Para un almacenamiento
prolongado, se recomienda que las baterías se carguen deun 25 al 50 % y que permanezcan dentro de un intervalo detemperatura de 73 °F (23 °C) +/- 2 °C.

---- (Lea la sección “Normas de seguridad importantes” antes
de usar este equipo).----Cánula nasal
Se utilizan una cánula nasal y un tubo para suministrar el oxígeno de la unidad
FreeStyle al usuario. El tubo está conectado a la salida de oxígeno de la unidad(vea la figura 9).

Figura 9: Conexión de la cánula a la salida de oxígeno del FreeStyle

AirSep recomienda utilizar una cánula nasal con un tubo de 7 pies (2,1 m), N.º dereferencia de AirSep CU002-1. Se pueden usar tubos de hasta 25 pies (7,6 m)
como máximo, incluyendo la cánula nasal.

ES-18

MN131-1 F

FreeStyle™

ES

Reemplace periódicamente la cánula desechable tras su uso
normal. Su proveedor del equipo dispone de accesorios derepuesto.

El tubo de la cánula no debe estar aplastado ni torcido y su
longitud total máxima es de 25 pies (7,6 m).

Siga siempre las instrucciones del fabricante de la cánula para
asegurarse de usarla correctamente. Para determinar la frecuencia
con que se debe reemplazar la cánula, consulte a su proveedor deatención médica con licencia profesional.

Asegúrese de que la cánula esté bien introducida y fija. De esta
manera la unidad FreeStyle puede detectar una inhalación
y suministrar así oxígeno.

MN131-1 F

ES-19

ES

FreeStyle™

Componentes de la unidad FreeStyle

Asa
Salida de oxígeno

Salida de aire

Salida de aire

Entrada para
conexiones eléctricas
Cubierta delfiltro/admisión de aire

Figura 10: Vista exterior frontal de la unidad FreeStyle
Cubierta antipolvo
Indicador dealarma/servicio
técnicoBotón de selecciónde flujo

Indicador(es) deflujo de impulso
Indicador(es)/nivel decarga de la batería

Botón de batería(interna)
Figura 11: Detalles del teclado/pantalla de alarmas

ES-20

MN131-1 F

FreeStyle™

RTCA DO160 indica
que la unidad
FreeStyle ha sido
probada y aprobada
al cumplir con las
normas de la FAA.

ES

Etiqueta/instrucciones
para el paciente

Figura 12: Vista exterior trasera de la unidad FreeStyle

Ahora que se ha familiarizado con los componentes del FreeStyle, siga las
instrucciones de las páginas siguientes para hacer funcionar la unidad FreeStyle.

(Lea la sección “Normas de seguridad importantes” antes de usar este equipo).

Instrucciones de funcionamiento
1.

Sitúe y posicione el FreeStyle de manera que las entradas y las salidas
de aire no estén obstruidas.

2.

Alimente la unidad a través de (a) la batería interna; (b) el AirBelt; (c) una
toma de CC (por ejemplo, un automóvil o embarcación de motor) o (d) una
toma de CA (por ejemplo, electricidad normal en el hogar). (Vea la sección“Fuentes de alimentación” de este manual del paciente).

3.

Conecte la cánula a la salida de oxígeno.

4.

Levante la cubierta antipolvo de la unidad.

MN131-1 F

ES-21

ES

FreeStyle™

5.

Encienda la unidad FreeStyle pulsando el botón [1], [2] o [3] del teclado
de la unidad, según el flujo en litros prescrito por su médico. El LED
verde sobre el botón seleccionado quedará iluminado. Cada vez que
encienda la unidad FreeStyle, se oirá una breve alarma. Indica que el
FreeStyle está preparado para usarse.

6.

Para cambiar el valor del flujo de impulso, pulse el botón adecuado.
Después del modo de puesta en marcha automática, es normal
escuchar una diferencia en el sonido al cambiar la configuración.

7.

Para apagar la unidad FreeStyle, pulse el botón correspondiente alvalor del flujo de impulso iluminado.

8.

Cuando el FreeStyle detecta una inhalación, le suministra oxígeno
a través de la cánula.

9.

Después de encender la unidad FreeStyle, el tiempo necesario paraalcanzar la concentración máxima de oxígeno es de unos dos minutos.
No use aceite, grasa, productos derivados del petróleo ni otros
inflamables en los accesorios que portan oxígeno ni en la
unidad FreeStyle. Solamente se deben utilizar lociones opomadas con base acuosa, compatibles con el oxígeno.
El oxígeno acelera la combustión de sustancias inflamables.

No calentar a temperaturas superiores a 140 °F (60 °C)

Puede ser necesario conectar inicialmente la fuente dealimentación de CA/CC Universal del FreeStyle a la unidad
FreeStyle antes de que la unidad pueda funcionar por primera
vez con la energía de la batería. Puede que su proveedor delequipo ya haya efectuado este paso por usted.

ES-22

MN131-1 F

FreeStyle™

ES

Cada vez que se enciende la unidad FreeStyle, se activa unperíodo de puesta en marcha automática durante
aproximadamente siete minutos. Durante este tiempo, se mantiene
una velocidad constante independientemente de la configuración.
Después de este período, es normal escuchar un cambio de lavelocidad en los ajustes 1 y 2. Esta variación en el sonido
representa las diferencias que la unidad hace en su producción deoxígeno en cada ajuste.

Fuentes de energía
El FreeStyle puede recibir energía de cuatro formas diferentes: la batería interna,
una fuente de alimentación de CA/CC Universal y una batería portátil opcional
ubicada en el cinturón AirBelt en combinación con la batería interna de la unidad.
1.

2.

3.

Batería interna: dentro de la unidad FreeStyle se encuentra una bateríainterna recargable. Cuando se encuentra totalmente cargada,
proporciona energía a la unidad FreeStyle durante 3 horas y media como
máximo. Cuando el nivel de la batería baja se emite una alarma acústicapara indicarlo. La alarma se presenta en la sección “Alarmas/indicadores
luminosos” de este manual.
Carga de la batería: para cargar la batería interna, conecte la unidad
FreeStyle a la fuente de alimentación de CA/CC Universal y una toma de
CA de 100-240 voltios, 50/60 Hz, o bien conéctela a una toma de CC en
un automóvil (embarcación, autocaravana, etc.). Una batería descargada
tarda aproximadamente 3 horas y media en cargarse por completo. Se
recomienda recargar la batería, aunque solo se haya descargado
parcialmente, tan a menudo como sea posible.
Fuente de alimentación de CA/CC Universal: una fuente dealimentación de CA/CC Universal permite conectar la unidad FreeStyle a
una toma de 100-240 voltios, 50/60 Hz. La fuente de alimentación
convierte la CA de 100-240 voltios a tensión de CC para la unidad
FreeStyle. Cuando la unidad FreeStyle funciona con la fuente dealimentación de CA/CC Universal, la corriente alimenta la unidad
y recarga la batería del FreeStyle al mismo tiempo.
AirBelt opcional (accesorio de cinturón para batería externa): el
FreeStyle también puede recibir corriente de un cinturón con batería
externa. Este cinturón puede llevarse en la cintura y, cuando se usa junto
con una batería interna totalmente cargada, suministra corriente a launidad FreeStyle durante un máximo de 10 horas. La batería del cinturón
se conecta a la entrada de corriente de la unidad FreeStyle y puede
recargarse si la conecta a la fuente de alimentación de CA de la propia
batería del cinturón.

MN131-1 F

ES-23

ES

FreeStyle™

Cuando se utiliza el AirBelt junto con una batería interna totalmente
cargada, la batería interna del FreeStyle se agotará antes que el AirBelt.
El AirBelt debe estar conectado a la unidad FreeStyle antes que labatería interna del FreeStyle se agote. Observe y conecte el AirBelt a launidad FreeStyle antes de que su batería interna se descargue a un nivel
del 25 % o inferior.
Si la batería interna se agota completamente y la unidad
FreeStyle se apaga, la unidad no se puede reiniciar con el
AirBelt. Si esto ocurre, conecte el FreeStyle a su fuente dealimentación de CA/CC Universal durante un corto período detiempo con el fin de proporcionar suficiente energía a la bateríainterna para iniciar la unidad. El AirBelt se puede conectar
a continuación para proporcionar tiempo de funcionamiento
adicional.

Fuente de alimentación de CA/CC Universal de FreeStyle™
(instrucciones de uso)
Conexiones del cable dealimentación de CA o CC
extraíble

Se conecta a la unidad
FreeStyle

Figura 13

La nueva fuente de alimentación universal de AirSep para el concentrador de oxígeno
portátil FreeStyle es una solución “todo en uno” para mantenerle a plena carga, pero
viajando más ligero, dondequiera que vaya. La fuente de alimentación universal(número de referencia PW022), que se describe en este prospecto, le permite hacer
funcionar la unidad mientras se carga su batería interna – todo desde un solo
componente – bien esté usted conduciendo hacia el mercado, volando en avión por
vacaciones o simplemente relajándose en casa de un amigo. Esta fuente dealimentación universal reemplaza las dos fuentes de alimentación de CA y de CC
independientes que se suministraban anteriormente con la unidad FreeStyle y de lasque ya se ha tratado en el manual del paciente.
ES-24

MN131-1 F

FreeStyle™

ES

El kit de la fuente de alimentación consta de tres accesorios esenciales, a saber:• fuente de alimentación universal (PW017-1), que opera con corriente
alterna de 120 a 240 voltios y con múltiples fuentes de alimentación deCC, incluidas las tomas de corriente eléctrica de automóviles y deaviones• cable de alimentación de CA extraíble
CD023-2 de tipo EE. UU.
CD017-2 de tipo europeo, según la ubicación donde se use
CD025-1 de tipo australiano, o
CD017-4 de tipo Reino Unido• cable de alimentación de CC extraíble, que posee tanto el conector para
tomas de tipo automotriz como el conector en forma de D, de 4 pinespara tomas de tipo EmPower® frecuentemente utilizadas en las líneas
aéreas (CD034-1).
Nota: La batería interna de la unidad FreeStyle se recargará totalmente si
estuviera descargada por completo en unas 3,5 horas, tanto si la unidad se estáusando con alimentación de CA como si se usa CC.
Primeros pasos con la fuente de alimentación de CA/CC Universal y laconexión al FreeStyle
Para todos los procedimientos a continuación, se recomienda que primero seconecte la fuente de alimentación universal a la entrada del concentrador deoxígeno portátil FreeStyle, como se muestra en la figura 14. Asegúrese deconectarla correctamente a la unidad, cerciorándose de que la alineación delestuche de transporte con la entrada de la unidad FreeStyle le permita obteneruna conexión firme, de manera que el cable quede fijado en su lugar.
Al desconectar la fuente de alimentación del concentrador de oxígeno portátil
FreeStyle, asegúrese de presionar hacia abajo la lengüeta que hay cerca delextremo del cable para desconectar correctamente la conexión a la unidad
y liberar el cable.

Figura 14

MN131-1 F

ES-25

ES

FreeStyle™

Uso con corriente alterna eléctrica
1.
2.
3.
4.

Asegúrese de que la fuente de alimentación está bien conectada a la tomade entrada del FreeStyle, como se muestra en la figura 14.
Conecte el extremo apropiado del cable eléctrico de CA a la entrada de CA
sin marcar en la fuente de alimentación, como se muestra en la figura 15.
Conecte el extremo opuesto del cable eléctrico de CA a la pared u otra tomade corriente eléctrica adecuada, como se muestra en la figura 16.
Para usar el concentrador de oxígeno portátil, pulse el ajuste [1], [2] o [3] delFreeStyle en el panel superior de la unidad, según lo determinado por su
prescripción. Para apagar la unidad, presione el ajuste asociado con el LED
iluminado sobre él.

Figura 15

Figura 16

ES-26

MN131-1 F

FreeStyle™

ES

Uso con alimentación de CC (automóvil, embarcación demotor, etc.)
Precaución: Si utiliza el FreeStyle en un automóvil, embarcación u otro vehículo
de motor con la fuente de alimentación universal, asegúrese de que el vehículo
esté arrancado y en marcha antes de encender y poner en funcionamiento la
unidad FreeStyle. Si la luz indicadora de la fuente de alimentación no se enciendey se requiere su reinicio, desconecte la fuente de alimentación de la toma de CC
del vehículo de motor, vuelva a arrancar el vehículo y luego vuelva a conectar lafuente de alimentación a la toma de CC.
1.
Asegúrese de que la fuente de alimentación está bien conectada a la tomade entrada del FreeStyle, como se muestra en la figura 14.
2.
Conecte el extremo apropiado del cable de alimentación de CC a la entrada
marcada con ACCESSORY DC IN en la fuente de alimentación, como se
muestra en la figura 17.
3.
Encienda el motor del vehículo.
4.
Conecte el cable de alimentación de CC a la toma de CC del vehículo demotor, como se muestra en la figura 18.
5.
Para usar el concentrador de oxígeno portátil, pulse el ajuste [1], [2] o [3]del FreeStyle en el panel superior de la unidad, según lo determinado por
su prescripción. Para apagar la unidad, presione el ajuste asociado con el
LED iluminado sobre él.

Figura 17

Figura 18

MN131-1 F

ES-27

ES

FreeStyle™

Uso con fuente de alimentación en asientos de pasajeros deavión (con la configuración de conexión de 4 pines)
Uso con fuente de alimentación en asientos de pasajeros de avión Figura 2
El FreeStyle de AirSep, aprobado por la FAA, le permite
utilizar este concentrador de oxígeno portátil durante el vueloen la mayoría de las líneas aéreas comerciales de todo elmundo. Cada aerolínea establece su propia política para el
uso de concentradores de oxígeno portátiles aprobados porla FAA, así como los requisitos, y su disponibilidad, lo que lepermite a usted alimentar opcionalmente la unidad a bordo dela aeronave. La alimentación eléctrica en los aviones depasajeros equipados puede incluir una o más de lassiguientes fuentes: una toma de CA, una toma de CC similara la que habitualmente se encuentra en un automóvil, o una
toma de CC con una configuración de 4 pines.
Si la línea aérea específica en la que viaja le permite conectar su unidad
concentradora de oxígeno portátil en un asiento equipado con una configuraciónde alimentación de CC de 4 pines, siga los siguientes pasos:
1.
Asegúrese de que la fuente de alimentación está bien conectada a la tomade entrada del FreeStyle, como se muestra en la figura 14.
2.
Conecte el extremo apropiado del cable de alimentación de CC a la entrada
ACCESSORY DC IN en la fuente de alimentación, como se muestra en la
figura 19.
3.
Retire la punta del conector de CC pulsando en la lengüeta para exponerel conector de 4 pines, como se muestra en la figura 20.
4.
Inserte la conexión de 4 pines a la toma de CC de la cabina de pasajeros
de la aerolínea, disponible opcionalmente en su asiento.
5.
Para usar el concentrador de oxígeno portátil, pulse el ajuste [1], [2] o [3]del FreeStyle en el panel superior de la unidad, según lo determinado por
su prescripción. Para apagar la unidad, presione el ajuste asociado con el
LED iluminado sobre él.

ES-28

MN131-1 F

FreeStyle™

ES

Figura 19

Figura 20

Para obtener más información sobre la fuente de alimentación universal para el
FreeStyle o cualquier accesorio de productos AirSep, por favor póngase en
contacto con el proveedor local del equipo.

Filtros
El aire entra en el FreeStyle a través de un filtro de admisión de aire situado debajo
de la cubierta en la parte delantera e inferior del concentrador de oxígeno. (Vealas figuras 21 y 22). Este filtro impide que el polvo y otras partículas grandes delaire penetren en la unidad. Antes de utilizar el FreeStyle, asegúrese de que este
filtro esté limpio y colocado correctamente.

MN131-1 F

ES-29

ES

FreeStyle™

Figura 21: Extracción de la cubierta delfiltro de admisión de aire

Figura 22: Desmontaje del filtro dela cubierta del filtro

No utilice el FreeStyle sin el filtro de admisión de aire. Si
dispone de un segundo filtro, coloque el filtro de repuesto antes
de limpiar el filtro sucio.

Utilice solamente el N.º de referencia de AirSep FI144-1 como
filtro de admisión de aire con esta unidad.

ES-30

MN131-1 F

FreeStyle™

ES

Ajuste del selector de flujo
La unidad FreeStyle dispone de tres ajustes para el flujo de impulso, [1], [2] y [3],lo que ofrece flujos equivalentes a 1-3 lpm de oxígeno, respectivamente. Levantela cubierta antipolvo del teclado de la unidad y pulse el botón [1], [2] o [3], que
corresponda al flujo de impulso de oxígeno que su médico le ha prescrito. (Vea las
figuras 23 y 24).

Figura 23: Cómo levantar la cubierta antipolvo de la pantalla del teclado

Figura 24: Pulsación del botón de selección de flujo

MN131-1 F

ES-31

ES

FreeStyle™

Es muy importante seleccionar solamente el nivel de oxígeno
prescrito. Cambie la selección de flujo de impulso únicamente
bajo prescripción médica.

Alarmas/indicadores luminosos
Cuando el FreeStyle detecta una inhalación, envía un impulso de oxígeno a travésde la cánula nasal. La luz verde sobre el ajuste del flujo de impulso seleccionado
parpadea cada vez que se detecta una respiración.
Además, cuando la unidad está en funcionamiento y al mismo tiempo está siendocargada a través de la fuente de alimentación de CA/CC Universal, el indicadorde carga de la unidad FreeStyle muestra el nivel de carga de la batería ypermanece encendido aproximadamente hasta una hora después de alcanzar la
carga completa.
Una alarma acústica se emite si el nivel de la batería del FreeStyle está bajo, si lacánula está desconectada o si el funcionamiento de la unidad no cumple con las
especificaciones. Las alarmas visuales y acústicas se detallan a continuación y seresumen en una tabla que se encuentra más adelante en esta sección del manual.
En caso de que suene una alarma u observe que la unidad
FreeStyle no funciona debidamente, vea la sección “Guía desolución de problemas” de este manual. Si no puede resolver
el problema, consulte con su proveedor del equipo.

Si presenta alguna molestia o tiene una emergencia médica,obtenga atención médica de inmediato.

ES-32

MN131-1 F

FreeStyle™

ESo Arranque
Una breve alarma suena durante el arranque. El equipo FreeStyleempieza a funcionar cuando se interrumpe la alarma.
o Batería baja
Cuando el nivel de carga de la batería se aproxima a un nivel bajo, suena
una breve alarma intermitentemente y el indicador luminoso de cargaamarillo del nivel 25 % (figura 11) parpadea también. Cuando se
produzca esto, conecte la unidad FreeStyle a una toma de CC o de CA,o bien cambie a otra fuente de oxígeno antes de transcurridos dos
minutos. Cuando la unidad FreeStyle se conecta a una toma de CC o deCA, la unidad funciona simultáneamente mientras se recarga la bateríade la unidad. El nivel de la carga de batería se indica mediante losindicadores de carga.
o Cánula desconectada
Cuando la unidad FreeStyle está en funcionamiento y no detecta
respiración, se emite una alarma continua, y se ilumina la luz de alarma
después de 15 minutos. Si esto ocurre, compruebe la conexión entre lacánula y la unidad FreeStyle, asegúrese de tener la cánula nasal
correctamente colocada en la cara y de respirar por la nariz. (Su médico
puede recomendarle el uso de una cinta para la barbilla, si fuera
necesario). Si la alarma continúa sonando, utilice otra fuente de oxígeno
disponible y póngase en contacto con su proveedor del equipo.
o Capacidad del FreeStyle excedida
Si su frecuencia respiratoria excede la capacidad del FreeStyle, una
alarma rápida suena dos veces por segundo y la luz roja de alarma
parpadea. En ese caso, la concentración de oxígeno que el FreeStylesuministra no cumple las especificaciones de la unidad. Deberá reducir
toda actividad física, y reiniciar la unidad apagándola y volviendoa encenderla. Si fuera necesario, use otra fuente de oxígeno disponibley póngase en contacto con su proveedor del equipo.
o Fallo general
Si el FreeStyle presenta un fallo general, suena una alarma rápida dos
veces por segundo y la luz roja de alarma se enciende continuamente.
En ese caso, la concentración de oxígeno que el FreeStyle suministra es
inferior a las especificaciones de la unidad. Debe usar otra fuente deoxígeno disponible y ponerse en contacto con su proveedor del equipo.

MN131-1 F

ES-33

ES

FreeStyle™

No use esta unidad como un sistema de respiración artificial.
En los pacientes geriátricos, pediátricos o cualquier otro
paciente incapaz de comunicar su incomodidad mientras
usa esta unidad, podría ser necesario utilizar un sistema devigilancia adicional. Los pacientes con problemas de audición
o de visión podrían necesitar asistencia para controlar las
alarmas.

Cómo responder a las alarmas o indicadores luminososdel FreeStyle
Alarmaacústica

Luz

Indicador

Breve, continua,
durante elarranqueImpulso; luz
continua(verde)Se ha encendido el Puede empezar a
FreeStyle.
utilizar la unidad
FreeStyle.

Indicador

No

Impulso; luzintermitente(verde)El FreeStyle estásuministrando
oxígeno por medio
de impulsos.

Indicador

No

Indicador de
nivel

Nivel de carga de la Cargue según lobatería.
indicado.

IndicadorNo

Luz continua(amarilla)

Servicio técnico
necesario.

Situación

ES-34

Indicación

AcciónSiga utilizando el
FreeStylenormalmente.

Devuelva la unidad alproveedor del equipopara su inspeccióno servicio técnico.

MN131-1 F

FreeStyle™

Situación

ES

Alarmaacústica

Luz

Indicación

AcciónAlarmaContinua:
pitidoAlarma;luz continua(roja)

La unidad no ha
detectado ninguna
respiración durante
un tiempo
predeterminado.

Compruebe laconexión de lacánula. Asegúrese deque respira por lanariz. Si la alarma
persiste, póngase en
contacto con su
proveedor del equipo.

AlarmaIntermitente:bip, bip, bip...

BATT del 25 %;luz indicadorade batería(amarilla)

El voltaje de labatería es
demasiado bajo
para que funcione el
FreeStyle.

Conecte la unidad
FreeStyle en una
toma de CC o de CA
de inmediato.

AlarmaIntermitenterápida:bip, bip, bip...

Alarma;luz intermitente(roja)

La frecuencia
respiratoria excede
la capacidad de launidad FreeStyle.

Reduzca la actividad
y entonces, si fuera
necesario, use otra
fuente de oxígeno
disponible. Póngase
en contacto con su
proveedor del equipo.

AlarmaIntermitenterápida:bip, bip, bip...

Alarma;luz continua(roja)Se ha producido unfallo general de launidad FreeStyle.

Apague la unidad.
Cambie a otra fuentede oxígeno ypóngase en contacto
con su proveedor delequipo.

MN131-1 F

ES-35

ES

FreeStyle™

Limpieza, cuidado y mantenimiento adecuado
Compartimiento interior

Apague la unidad FreeStyle y desconecte el cable dealimentación antes de limpiar el compartimiento interior.

No use líquido directamente en la unidad FreeStyle para
limpiarla. Una lista no exhaustiva de agentes químicos que nose deben usar, según indica el fabricante del plástico, incluye
los siguientes: alcohol y productos de base alcohólica, productos
a base de cloro concentrado (cloruro de etileno) y productos debase oleosa (Pine-Sol, Lestoil). Estos productos NO deben serutilizados para limpiar la carcasa de plástico del FreeStyle, ya
que pueden dañar el plástico de la unidad.

Reemplace periódicamente la cánula desechable tras su uso
normal. Su proveedor del equipo dispone de accesorios derepuesto.

Mantenga la unidad FreeStyle limpia y evite la humedad y el
polvo. Limpie regularmente la cubierta de plástico con un paño
sin pelusa o con un paño o esponja humedecidos con un
detergente doméstico suave. Asegúrese de que la salida deoxígeno a la que se conecta la cánula no tenga polvo, agua ni
partículas.

Para no perder la garantía de AirSep, siga todas las
instrucciones del fabricante.

ES-36

MN131-1 F

FreeStyle™

ES

FiltroFiltro de admisión de aire
Al menos una vez a la semana, retire la cubierta de la parte inferior delantera dela unidad y lave el filtro de admisión de aire, colocado dentro de la propia cubierta
Su proveedor del equipo le podría indicar que lo limpie más a menudo, en función
de las condiciones de uso. Siga el procedimiento siguiente para limpiar
correctamente el filtro de admisión de aire:
1.

Retire el filtro de la cubierta del filtro de admisión de aire y lávelo con una
solución de agua tibia y jabón.

2.

Enjuague bien el filtro y retire el exceso de agua con una toalla suave
y absorbente. Asegúrese de que el filtro esté seco antes de volver
a colocarlo.

3.

Coloque de nuevo el filtro seco.
No utilice el FreeStyle sin el filtro de admisión de aire. Si dispone
de un segundo filtro, coloque el filtro de repuesto antes de limpiar
el filtro sucio.

AirSep no recomienda la esterilización de este equipo.

MN131-1 F

ES-37

ES

FreeStyle™

Bolsa de transporte
Para limpiar la bolsa de transporte y la correa, cepíllelas solamente con aguajabonosa tibia (no sature la bolsa), luego deje que se sequen al aire libre. No laslave ni las seque a máquina.

Visor doble
Servicio técnico necesario(amarillo)
Estado de alarma (rojo)

Figura 25: Indicador de inspección/servicio
técnico necesario

Indicador de alarma/servicio técnico
Cuando el indicador de alarma/servicio técnico se ilumina (de color amarillo), el
proveedor del equipo debe inspeccionar y dar servicio técnico a la unidad
FreeStyle. Una vez que el proveedor del equipo realice el servicio técnico
necesario y verifique su desempeño, la luz del indicador de alarma/servicio técnico
se reiniciará.

ES-38

MN131-1 F

FreeStyle™

ES

Accesorios para el FreeStyle
Para garantizar un funcionamiento adecuado y la seguridad de la unidad, use
solamente estos accesorios suministrados por AirSep mediante su proveedor delequipo. El uso de accesorios no enumerados en la lista que sigue podría afectar
al funcionamiento o a la seguridad del concentrador de oxígeno portátil Freestyle.
Número de referencia/descripción
El conjunto de la bolsa de la unidad Freestyle contiene
lo siguiente:
Contiene:

MI320-1

Bolsa para transporte de todos los accesorios

MI283-1

Bolsa de transporte, unidad FreeStyle

MI304-1

Correa para el hombro, unidad FreeStyle (Esto es parte delMI283-1)

CD034-1

Cable de alimentación de CC (33 pulgadas/860 mm)

PW0221,2,3 o 4

Fuente de alimentación de CA/CC Universal con cargador debatería, incluidos los cables de alimentación siguientes, según
corresponda:
PW022-1 Fuente de alimentación de CA/CC Universal (4 pies/1,2 m) con
cable de alimentación de 120 V CD023-2 (8 pies/2,4 m) y
cable de alimentación de CC CD034-1 (33 pulgadas/860 mm)
PW022-2 Fuente de alimentación de CA/CC Universal (4 pies/1,2 m) con
cable de alimentación para Europa CD017-2 (8 pies2 pulgadas/2,5 m) y
cable de alimentación de CC CD034-1 (33 pulgadas/860 mm)
PW022-3 Fuente de alimentación de CA/CC Universal (4 pies/1,2 m) con
cable de alimentación para Australia CD025-1 de 250 VCA(6 pies-6 pulgadas/2,6 m) y
cable de alimentación de CC CD034-1 (33 pulgadas/860 mm)
PW022-4 Fuente de alimentación de CA/CC Universal (4 pies/1,2 m) con
cable de alimentación para el Reino Unido CD017-4 (8 pies2 pulgadas/2,5 m) y
cable de alimentación de CC CD034-1 (33 pulgadas/860 mm)

MN131-1 F

ES-39

ES

FreeStyle™

El AirBelt opcional contiene lo siguiente:
BT0171,2,3 o 4

AirBelt con fuente de alimentación, incluidos los cables dealimentación siguientes, según corresponda:
BT017-1

AirBelt con fuente de alimentación PW008-1 (longitud del cable
extendido BT017 4 pies/1,2 m) con cable de alimentación
CD023-2 de 120 VCA (8 pies/2,4 m)

BT017-2

AirBelt con fuente de alimentación PW008-2 (longitud del cable
extendido BT017 4 pies/1,2 m) con cable de alimentación para
Europa CD017-2 (8 pies-2 pulgadas/2,5 m)

BT017-3

AirBelt con fuente de alimentación PW008-3 (longitud del cable
extendido BT017 4 pies/1,2 m) con cable de alimentación para
Australia de 250 VCA CD025-1 (6 pies-6 pulgadas/2,6 m)

BT017-4

AirBelt con fuente de alimentación PW008-4 (longitud del cable
extendido BT017 4 pies/1,2 m) con cable de alimentación para
Reino Unido CD017-4 (8 pies-2 pulgadas/2,5 m)
Opciones adicionales u otras:

MI240-2
MI078-1

Extensor del AirBelt
Extensor del AirBelt, nueva versión de velcro

MI284-1

Opción de arnés para hombros que permite que la bolsa detransporte del FreeStyle suministrada pueda convertirse en una
mochilaFI144-1

Filtro de admisión de aire

El uso de cables y adaptadores distintos de los especificados,con la excepción de los cables y los adaptadores vendidos
por el fabricante del equipo eléctrico médico como piezas derepuesto para los componentes internos, puede dar lugar
a mayores emisiones y disminución de la inmunidad de launidad FreeStyle.

ES-40

MN131-1 F

FreeStyle™

ES

Materiales en contacto directo o indirecto con el paciente
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Carcasa del concentrador ......................Valtra/ABS/poliestireno
Panel de control del concentrador ...........Poliéster EBG7 o equivalente
Puerta del panel de control .....................Policarbonato
Asa del concentrador .............................Policarbonato
Salida del gas, boquilla ..........................Policarbonato
Etiquetado de la unidad ..........................Lexan
Cables en espiral.....................................Poliuretano
Conectores de cables .............................Policarbonato/cloruro de vinilo
Cable de alimentación .............................PVC, metal
Fuente de alimentación ...........................Lexan 940 (policarbonato)
Batería .....................................................Lexan 945
Batería, etiquetas de la fuente dealimentación ............................................película de poliéster
Estuche de transporte delconcentrador ...........................................100 % microfibra de poliéster
con refuerzo de PVC
Bolsa de transporte de la batería,
cinturón y correa......................................100 % microfibra de poliéster
con refuerzo de PVC

Suministro de oxígeno de reserva
El proveedor del equipo puede sugerirle otra fuente alternativa de oxigenoterapia
en caso de fallo mecánico o de corte eléctrico.

Guía de solución de problemas
El producto FreeStyle está diseñado para ofrecer años de funcionamiento sin
problemas.
Si su concentrador de oxígeno portátil FreeStyle no funciona correctamente,
consulte la tabla que encontrará en las siguientes páginas en busca de posibles
causas y soluciones y, si fuera necesario, consulte con su proveedor del equipo.

No trate de realizar ningún mantenimiento que no sea alguno delos indicados en la lista.

MN131-1 F

ES-41

ES

FreeStyle™

Problema

Causa probable

Solución

El FreeStyle no
funciona cuando se
pulsa un botón deselección de flujo deimpulso.

La batería está
descargada.

Alimente la unidad a travésde una toma de CC o deCA.

Una alarma suena
continuamente y la luz(roja) de alarma estáencendida
continuamente.

El FreeStyle no ha
detectado ninguna
respiración durante
15 minutos.

Ha ocurrido un fallo
de funcionamiento.

Póngase en contacto con
su proveedor del equipo
y use otra fuente deoxígeno según sea
necesario.
Compruebe la conexión dela cánula.
Asegúrese de que el tubo
de la cánula no estéaplastado ni torcido.
Asegúrese de que lacánula esté en la posición
correcta y que usted
respira por la nariz. En elcaso de respirar por laboca, su médico puede
recomendar una cinta debarbilla.

Estado de alarmaintermitente, y la luz(amarilla) BATT
parpadea.

Es necesario recargar
la batería.

Conecte la unidad a una
toma de CC o CA antes
de transcurridos 2 minutos,
o conéctela al AirBelt
opcional.

Estado de alarma
rápida, y la luz(amarilla) BATT
parpadea y se apaga la
unidad FreeStyle.

El voltaje de labatería es demasiado
bajo para que
funcione la unidad
FreeStyle.

Conecte la unidad a una
toma de CC o CA deinmediato.

Estado de alarmaintermitente, y la luz(roja) de alarma
parpadea.

La frecuencia
respiratoria excedió lacapacidad de launidad FreeStyle.

Reduzca la actividad,
apague la unidad y vuelva
a encenderla parareiniciarla. Si fuera
necesario, use otra fuentede oxígeno disponible ypóngase en contacto con
su proveedor del equipo.

ES-42

MN131-1 F

FreeStyle™

ES

Problema

Causa probable

Solución

Estado de alarmaintermitente, y la luz(roja) de alarma estáencendida
continuamente.

Ha ocurrido un fallo
general.

Use otra fuente de oxígeno
disponible y póngase en
contacto con su proveedordel equipo.

La unidad no arranca
con la alimentación dela batería.

La unidad puede
estar caliente o fría si
queda en el exterior,
por ejemplo en elinterior de unautomóvil.

Deje que la unidad llegue a
una temperatura normal defuncionamiento, lo cual
puede llevar varios
minutos, si quedó expuesta
a temperaturas extremas.
Conecte temporalmente lafuente de alimentación de
CA/CC Universal a la tomade corriente de la unidad yfuente de alimentación,
según sea necesario, parareiniciar la batería internade la unidad.

Demora al cargar labatería interna.

La batería interna
supera la temperaturade carga.

La unidad se puede usar;sin embargo, la carga de labatería no comenzará
hasta que se reduzca su
temperatura. (Vea las
notas de la página 9).

La unidad emite una
alarma cuando se usa
en el automóvil
mientras estáconectada a latoma de CC.

La unidad no recibe
alimentación si labatería está
descargada y la tomade CC no carga.

Desconecte la fuente dealimentación de CA/CC
Universal de la toma decorriente eléctrica delautomóvil, vuelva aarrancar el vehículo
y vuelva a conectar lafuente de alimentación a latoma de CC del automóvil
para reiniciar la fuente dealimentación de CC.

Todos los demás
problemas.

MN131-1 F

Use otra fuente de oxígeno
disponible y póngase en
contacto con su proveedordel equipo.

ES-43

ES

FreeStyle™

Características del FreeStyle
Concentración deoxígeno:*ajustes de impulso 1-3; equivalente a un flujo continuo de 90 %de oxígeno +5,5/-3 %Ajustes del selector de flujo: 1, 2 y 3 lpm (equivalente a flujo
continuo)
Ajustes de 1 a 3 ±10 %Dimensiones:

8,6 pulg. de alto x 6,1 pulg. de ancho x 3,6 pulg. de fondo(21,8 cm de alto x 15,5 cm de ancho x 9,1 cm de fondo)

Peso:

4,4 libras (2,0 kg); 1,8 libras (0,8 kg) AirBelt opcional

Corriente:

Fuente de alimentación de CA/CC Universal(100-240 VCA 1,75 A máx. 50/60 Hz)(11-16 VCC 8,0 A máx.)

Duración de labatería (batería delitio recargable)

3 lpm – 2 horas; 2 lpm – 2,5 horas; 1 lpm – 3,5 horas
AirBelt opcional en combinación con la batería interna:
3 lpm – 5 horas; 2 lpm – 6 horas; 1 lpm – 10 horas

Periodo de recargade la batería:

3,5 horas; AirBelt opcional: 3 horas

Tiempo decalentamiento:

2 minutos

Ciclo de vida útil dela batería:

Aproximadamente 300 ciclos; luego 80 % de la capacidad
o inferior.

Alarmas acústicas
e indicadoresvisuales deimpulso:Arranque: acústica y visual (luz indicadora VERDE);
Flujo de impulso: visual (luz VERDE);
Estado de la batería: nivel de la batería (luces indicadoras VERDES);
Cánula desconectada: acústica y visual (luz ROJA de alarma);
Sobrecarga del sistema: acústica y visual (luces ROJAS dealarma y aviso);Presión alta y baja: acústica y visual (luz ROJA de alarma);
Servicio técnico necesario: visual (luz AMARILLA de alarma)

Sonido:38 dBA en el ajuste 1; 41 dBA en el ajuste 2; 44 dBA en el ajuste
3**Intervalo detemperatura:

Temperatura de funcionamiento:
De 41 °F a 104 °F (de 5 °C a 40 °C)(HR hasta el 95 % [sin condensación])
Temperatura de almacenamiento:
De -4 °F a 140 °F (de -20 °C a 60 °C)**Máx. altitud defuncionamiento:

hasta 12.000 pies (3.657,6 m) (483 mmHg)
Mayores altitudes pueden afectar al rendimiento* Para una presión atmosférica de 14,7 psi (101 kPa) a 70 °F (21 °C)**El funcionamiento fuera de estas especificaciones puede limitar la capacidad delconcentrador para cumplir las especificaciones de concentración de oxígeno a tasas de flujo
en litros más altas.

ES-44

MN131-1 F

FreeStyle™

ES“Especificaciones (continuación)”
El equipo médico requiere precauciones especiales con respecto a lacompatibilidad electromagnética (CEM) y necesita instalación y puesta en serviciode acuerdo con la información de CEM proporcionada en esta sección.
Guía y declaración del fabricante ± inmunidad electromagnéticaEl FreeStyle está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El
cliente o el usuario del FreeStyle debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.

Prueba de
INMUNIDAD

Nivel de prueba
IEC 60601

Nivel deconformidad

Descarga
electrostática (ESD)±6 kV contacto±6 kV contacto

IEC 61000-4-2±8 kV aire

±8 kV aireTransitorios
eléctricos rápidos/en
ráfagas±2 kV para líneas dealimentación±2 kV para líneas dealimentación

IEC 61000-4-4±1 kV para líneas deentrada/salida

No aplicable

Pico±1 kV línea a línea±1 kV línea a línea

IEC 61000-4-5±2 kV línea a tierra±2 kV línea a tierra

Caídas de tensión,interrupciones
breves y variaciones
de tensión en laalimentación.

<5 % UT(>95 % caída en UT)
durante 0,5 ciclos<5 % UT(>95 % caída en UT)
durante 0,5 ciclos

40 % UT(60 % caída en UT)
durante 5 ciclos

40 % UT(60 % caída en UT)
durante 5 ciclos

70 % UT(>30 % caída en UT)
durante 25 ciclos

70 % UT(30 % caída en UT)
durante 25 ciclos<5 % UT(>95 % caída en UT)
durante 5 s<5 % UT(>95 % caída en UT)
durante 5 s

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-11Campo magnético ala frecuencia dealimentación
IEC 61000-4-8

Entorno electromagnético ±guía
Los suelos deben ser de madera,
hormigón o baldosas de cerámica.
Si los suelos están recubiertos con
material sintético, la humedad
relativa debe ser de al menos
un 30 %.
La calidad de la red eléctrica debe
ser la de un entorno comercial
u hospitalario típicos.

La calidad de la red eléctrica debe
ser la de un entorno comercial
u hospitalario típicos.
La calidad de la red eléctrica debe
ser la de un entorno comercial
u hospitalario típicos. Si el usuariodel FreeStyle requiere un
funcionamiento continuo durante
las interrupciones en la red, se
recomienda que el FreeStyle sea
alimentado por un sistema dealimentación ininterrumpida (SAI)o una batería.

Los campos magnéticos a lafrecuencia de alimentación deben
tener los niveles característicos de
una ubicación típica en un entornocomercial u hospitalario típicos.

NOTA UT es la tensión de la red de c.a. antes de la aplicación del nivel de prueba.

MN131-1 F

ES-45

ES

FreeStyle™

Guía y declaración del fabricante ± inmunidad electromagnéticaEl FreeStyle está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El
cliente o el usuario del FreeStyle debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno electromagnético.

Prueba de
INMUNIDAD

NIVEL DEPRUEBAIEC 60601

Nivel deconformidad

RF conducidas
IEC 61000-4-6

3 VrmsDe 150 kHz
a 80 MHz

3 VrmsRF radiadas
IEC 61000-4-3

3 V/m
De 80 MHza 2,5 GHz

3 V/mEntorno electromagnético ± guía
Los equipos portátiles y móviles decomunicación por radiofrecuencia (RF) no
deben utilizarse más cerca de ninguna piezadel FreeStyle, incluidos los cables, que la
distancia de separación recomendadacalculada a partir de la ecuación aplicable a lafrecuencia del transmisor.
Distancia de separación recomendada
D= 1,2 x √P
D= 1,2 x √P desde 80 MHz hasta 800 MHz
D= 2,3 x √P desde 800 MHz hasta 2,5 GHz
en donde P es la potencia de salida máxima
del transmisor en vatios (W) según elfabricante del transmisor y d es la distancia
de separación recomendada en metros (m).
Las intensidades de campo de transmisoresde RF fijos, según lo determinado por un
estudio del sitio electromagnéticoa debe sermenor que el nivel de conformidad en cadaintervalo de frecuenciasb.
Pueden producirse interferencias en las
proximidades de equipos marcados con elsímbolo siguiente:

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el intervalo de frecuencias más alto.
NOTA 2 Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética seve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.
a.

b.

ES-46

Las intensidades de campo de transmisores fijos, como las estaciones base de radioteléfonos(celulares/inalámbricos) y radios móviles terrestres, equipos de radioaficionados, emisiones de radio en AM y
FM y de TV no pueden predecirse teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético
debido a transmisores de RF fijos, se debe considerar un estudio del sitio electromagnético. Si la intensidad
de campo medida en la ubicación en la que el FreeStyle se utiliza excede el nivel de conformidad de RF
aplicable anterior, el FreeStyle debe ser observado para verificar su normal funcionamiento. Si se observara
un funcionamiento anormal, puede que sean necesarias medidas adicionales, tales como la reorientación oreubicación del FreeStyle.
En el intervalo de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m.

MN131-1 F

FreeStyle™

ES

Distancias de separación recomendadas entre equipos portátiles y móviles
de comunicaciones por radiofrecuencia y el FreeStyleEl FreeStyle está diseñado para utilizarse en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones de RF
radiadas están controladas. El cliente o el usuario del FreeStyle puede ayudar a prevenir interferencias
electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos portátiles y móviles de comunicación por
RF (transmisores) y el FreeStyle tal como se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia de salidamáxima del equipo de comunicaciones.

Potencia nominal
de salida máxima
del transmisor
W

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor(m)de 150 kHz a
800 MHzd= 1,2 x √Pde 80 MHz a 800 MHz
d= 1,2 x √Pde 800 MHz a 2,5 GHz
d= 2,3 x √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Para los transmisores con una potencia de salida máxima no mencionada anteriormente, la distancia de separación
recomendada d en metros (m) se puede estimar usando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor,
donde P es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.
NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el intervalo de frecuencias más alto.
NOTA 2 Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética seve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

Guía y declaración del fabricante – emisiones electromagnéticas
El FreeStyle está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El
cliente o el usuario del FreeStyle debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.

Prueba de emisiones

Conformidad

Emisiones de RF
CISPR 11

Grupo 1

Emisiones de RF
CISPR 11

Clase B

Emisiones de armónicos
IEC 61000-3-2

Clase A

Fluctuaciones devoltaje/emisiones deparpadeo
IEC 61000-3-3

Cumple

MN131-1 F

Entorno electromagnético – guía
El FreeStyle utiliza energía de RF solamente para su
funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF
son muy bajas y no es probable que causen interferencias en
equipos electrónicos cercanos.

El FreeStyle es adecuado para su uso en todos losestablecimientos, incluidos los establecimientos domésticos
y aquellos conectados directamente a la red pública de baja
tensión de la red de suministro de energía que alimenta a
edificios empleados con fines domésticos.

ES-47

ES

FreeStyle™

Clasificación
Tipo de protección contra descargas eléctricas:
Clase II La protección contra descargas eléctricas se hace mediante
un doble sistema de aislamiento.
Grado de protección contra descargas eléctricas:
Tipo BF Este equipo garantiza un grado particular de protección
contra descargas eléctricas con relación a1) fugas de corriente permisibles;2) fiabilidad de la conexión a tierra (si hubiese).
No está previsto su uso para tratamientos cardíacos
directos.
Pruebas independientes de acuerdo con la norma para equipos médicos
eléctricos:
Probado y en conformidad con
IEC 60601-1 Requisitos generales de seguridad.
CAN/CSA C22.2 N.º 60601-1-08 M90 Equipo médico
eléctrico – Parte 1: Requisitos generales de seguridad
Protección contra posibles interferencias electromagnéticas y de otros tipos
entre el equipo y otros dispositivos.
Probado y en conformidad con EN60601-1-2 (CEM).
Probado y en conformidad con RTCA/DO160 sección 21
Categoría M.
CISPR 11/EN 55011 Clase B Grupo 1, “Equipo industrial,
científico y médico (ICM)”FCC Parte 15, Subparte B: Radiadores no intencionales
de Clase B
Método permitido de limpieza y protección contra infecciones:
Vea la sección “Limpieza, cuidado y mantenimiento
adecuado” de este manual del paciente para el FreeStyle.
Grado de seguridad en caso de uso en presencia de gases anestésicos
inflamables:
El equipo no es apto para dicho uso.
Modo de funcionamiento:
Funcionamiento continuo.

ES-48

MN131-1 F

FreeStyle™

ES

Garantía limitada
AirSep Corporation garantiza el concentrador de oxígeno FreeStyle contra
defectos en las piezas por tres años (como se especifica en la factura original
suministrada) a partir de la fecha de entrega al comprador original, en condiciones
normales de uso y de funcionamiento. La garantía cubre la batería durante un año.
Las obligaciones de AirSep Corporation según lo estipula esta garantía se limitana la reparación o sustitución de cualquier unidad defectuosa (o parte de ella) o, si
AirSep Corporation lo considera oportuno, el reembolso del precio de compra dela unidad defectuosa.
Las unidades sobre las que se realice una reclamación basada en la presentegarantía deberán devolverse, a pedido de AirSep Corporation, a la fábrica de
AirSep, a portes pagados y con prueba de la fecha de compra. El comprador sehará cargo de los gastos de reenvío. Las piezas de repuesto estarán cubiertas porla garantía como se indicó anteriormente para aquellas partes que no hayan
vencido de la garantía original de tres años para piezas (como se especifica en lafactura original suministrada). Esta garantía no cubre ninguna unidad ni piezadañada por uso indebido, accidente, mantenimiento o uso incorrectos o que hayasido reparada o modificada fuera de la fábrica de AirSep Corporation sin laautorización previa por escrito de AirSep Corporation.
ESTA GARANTÍA PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA, IMPLÍCITA
O EXPLÍCITA, DE HECHO O DE DERECHO, INCLUYENDO SIN LÍMITEALGUNO LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN USO
PARTICULAR. SE ENTIENDE EXPRESAMENTE QUE LA ÚNICA ACCIÓN QUE
PUEDE EJERCER EL COMPRADOR EN LO QUE RESPECTA A DEFECTOS DEPIEZAS SE LIMITA A EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE
AIRSEPCORPORATIONANTERIORMENTE
INDICADAS.
AIRSEPCORPORATION NO SERÁ RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA O USOINCORRECTO DEL EQUIPO POR PARTE DEL COMPRADOR O UN TERCERO,NI EN CASO DE CUALQUIER OTRO TIPO DE DAÑO INDIRECTO, INCIDENTALO RESULTANTE.
Representante en Europa:
Medical Product Services GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany
Correo electrónico: info@mps-gmbh.eu

MN131-1 F

ES-49

FreeStyle™

ELΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.
ΕΑΝ ΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙΚΑΤΑΝΟΗΤΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΒΛΑΒΗ.
Το κάπνισμα κατά τη χρήση οξυγόνου είναι η υπ' αριθμόν
ένα αιτία τραυματισμών και θανάτων από πυρκαγιά. Τηρείτετις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:Μην επιτρέπετε το κάπνισμα, τη χρήση κεριών ή την παρουσία
γυμνής φλόγας στον ίδιο χώρο με τη συσκευή ή εντός 1,5 μέτρωναπό τον εξοπλισμό μεταφοράς οξυγόνου.
Το κάπνισμα με προσαρμοσμένο σωλήνα οξυγόνου μπορεί ναπροκαλέσει εγκαύματα στο πρόσωπο και πιθανόν και το θάνατο.
Η αφαίρεση του σωλήνα και η τοποθέτησή του πάνω σεκλινοσκεπάσματα, καναπέδες ή άλλο ύφασμα επένδυσης θαπροκαλέσει ταχυκαύση σε περίπτωση έκθεσης σε τσιγάρο, πηγήθερμότητας ή φλόγα.
Εάν καπνίζετε, τα 3 παρακάτω βήματα μπορεί να σώσουν τη ζωήσας: απενεργοποιήστε το συμπυκνωτή οξυγόνου, αφαιρέστε τοσωλήνα και βγείτε από το χώρο όπου βρίσκεται η συσκευή.

Η ένδειξη "Απαγορεύεται το κάπνισμα – Χρήση οξυγόνου"πρέπει να τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο στο σπίτι ή όπουαλλού χρησιμοποιείται ο συμπυκνωτής οξυγόνου. Οι ασθενείς
και οι φροντιστές τους πρέπει να ενημερώνονται για τουςκινδύνους που ενέχει το κάπνισμα παρουσία ή κατά τη χρήση
ιατρικού οξυγόνου.

EL

FreeStyle™

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝΦορητός συμπυκνωτής οξυγόνου
AirSep® FreeStyle™
Φορητός συμπυκνωτής οξυγόνου FreeStyle™ της AirSepΣύμβολαΓιατί συνέστησε ο ιατρός σας τη χρήση οξυγόνουΤι είναι ο φορητός συμπυκνωτής οξυγόνου FreeStyle;Προφίλ χειριστή
FreeStyle και χρήση κατά τη διάρκεια πτήσεων –Εγκεκριμένο κατά FAA
Σημαντικοί κανόνες ασφάλειαςΣημαντικοί κανόνες ασφάλειας για το προαιρετικό
εξάρτημα AirBeltΈναρξη χρήσης του φορητού συμπυκνωτή
οξυγόνου FreeStyleΦόρτιση μπαταρίας
Ρινικός σωλήνας
Στοιχεία της μονάδας FreeStyleΟδηγίες λειτουργίας
Τροφοδοσία ρεύματοςΤροφοδοτικό AC/DC παγκοσμίου χρήσης FreeStyle™
(οδηγίες χρήσης)ΦίλτραΡύθμιση του επιλογέα ροήςΣυναγερμοί/φωτεινές ενδείξεις
Απόκριση στους συναγερμούς/στις φωτεινές ενδείξεις
της μονάδας FreeStyleΚαθαρισμός, φροντίδα και σωστή συντήρηση
Θάλαμος
Φίλτρο
Τσάντα μεταφοράς
Ένδειξη συναγερμού/επισκευής
Αξεσουάρ της μονάδας FreeStyleΥλικά σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον ασθενή
Εφεδρική πηγή οξυγόνου
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προδιαγραφές της μονάδας FreeStyleΤαξινόμηση
Περιορισμένη εγγύηση

EL1
EL1-2
EL3
EL3-4
EL4
EL5
EN5-11EL12EL13-15EL15-17EL17-18
EL19-20
EL20-22EL22-23
EL23-29EL29
EL30-31EL31-33
EL33-34
EL35-37
EL35
EL36
EL37
EL37
EL38-39
EL40
EL40
EL40-43
EL44-47
EL48
EL49

FreeStyle™

ELΦορητός συμπυκνωτής οξυγόνου FreeStyle™ της AirSepΤο παρόν εγχειρίδιο ασθενούς θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τον φορητό
συμπυκνωτή οξυγόνου (POC) FreeStyle™ της AirSep. Φροντίστε να διαβάσετε καινα κατανοήσετε όλες τις πληροφορίες του παρόντος εγχειριδίου πρινχρησιμοποιήσετε τη μονάδα FreeStyle. Σε περίπτωση αποριών, απευθυνθείτε
στον προμηθευτή του εξοπλισμού.

ΣύμβολαΣυχνά στον εξοπλισμό ή/και στο εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται σύμβολα αντί γιαλέξεις, προκειμένου να μειωθεί το ενδεχόμενο παρανόησης λόγω γλωσσικών
διαφορών. Τα σύμβολα επιτρέπουν επίσης την εύκολη κατανόηση μιας έννοιας
όταν ο χώρος είναι περιορισμένος.
Ο ακόλουθος πίνακας αποτελεί μια λίστα συμβόλων και ορισμών πουχρησιμοποιούνται για τον φορητό συμπυκνωτή οξυγόνου FreeStyle.
Σύμβολο

MN131-1 FΠεριγραφή

ΣύμβολοΠεριγραφή

Προειδοποίηση –Περιγράφει ένανκίνδυνο ή μια μη
ασφαλή πρακτική
που αν δεν
αποφευχθεί,ενδέχεται ναοδηγήσει σε σοβαρή
σωματική βλάβη,θάνατο ή υλικές
ζημιές

Εξοπλισμός
κατηγορίας II, μεδιπλή μόνωση

Προσοχή – Περιγράφει
έναν κίνδυνο ή μια μη
ασφαλή πρακτική πουμπορεί να οδηγήσει σεελαφρά σωματική
βλάβη ή υλικές ζημιές

Συμμορφώνεταιμε την Οδηγία
93/42/ΕΟΚ, η οποία
συντάχθηκε απότον εγκεκριμένο
οργανισμό αρ. 0459

Σημείωση – Παρέχει
σημαντικές
πληροφορίες πουχρειάζονται έμφαση
ή επανάληψη

Ανατρέξτε στιςοδηγίεςEL-1EL

Συμβατό με το πρότυπο
RTCA/DO-160, ενότητα 21,κατηγορία M

FreeStyle™

Συμβουλευτείτε τασυνοδευτικά
έγγραφαΔιατηρείτε τη μονάδα
και τα αξεσουάρ τηςστεγνάΜη χρησιμοποιείτε
λάδι ή λιπαντικά

Απαιτείται κατάλληληαπόρριψηαποβλήτων
ηλεκτρικού καιηλεκτρονικού
εξοπλισμού

Απαγορεύεται τοκάπνισμαΜηναποσυναρμολογείτε

Εξοπλισμός τύπου
BF

Συμβουλευτείτε τιςοδηγίες χρήσης

Συμβατό με τοπρότυπο RTCA
DO160, ενότητα 21,κατηγορία M.
Απαίτηση τουκανονισμού SFAR
106 της FAA

Υπηρεσία ασφάλειας
για CAN/CSA C22.2
Αρ. 60601-1-08 M90αναφορικά με τιςιατρικές ηλεκτρικές
συσκευές

Αυτή η πλευρά προςτα επάνω

Υπηρεσία ασφάλειας
για CAN/CSA C22.2
Αρ. 601.1 M90αναφορικά με τιςιατρικές ηλεκτρικές
συσκευές

Εύθραυστο –χειριστείτε μεπροσοχή

POC εγκεκριμένος
κατά FAAΜην εκθέτετε σεγυμνή φλόγα

EL-2

MN131-1 F

FreeStyle™

ELΓιατί συνέστησε ο ιατρός σας τη χρήση οξυγόνου
Πολλοί άνθρωποι πάσχουν από διάφορες ασθένειες της καρδιάς, των πνευμόνωνή άλλες αναπνευστικές παθήσεις. Σημαντικός αριθμός από αυτούς τους ασθενείς
μπορεί να επωφεληθεί από τη θεραπεία χορήγησης συμπληρωματικού οξυγόνουστο σπίτι, κατά τη διάρκεια ταξιδιών ή κατά τη διεξαγωγή καθημερινών
δραστηριοτήτων εκτός σπιτιού.
Το οξυγόνο είναι ένα αέριο που αποτελεί το 21% του αέρα δωματίου πουαναπνέουμε. Για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού μας απαιτείται σταθερή
παροχή οξυγόνου. Ο ιατρός σας σας συνέστησε συγκεκριμένη παροχή οξυγόνου
για την αντιμετώπιση της αναπνευστικής σας πάθησης.
Παρόλο που το οξυγόνο είναι ένα μη εθιστικό φάρμακο, η μη εξουσιοδοτημένη
οξυγονοθεραπεία μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Πριν χρησιμοποιήσετε τοσυμπυκνωτή οξυγόνου, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Ο προμηθευτής τουεξοπλισμού θα σας ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του συνιστώμενουρυθμού ροής οξυγόνου.
Ο φορητός συμπυκνωτής οξυγόνου FreeStyle μπορεί ναχρησιμοποιηθεί ενώ κοιμάστε, κατόπιν σύστασης ειδικευμένου
ιατρού.
Είναι πολύ σημαντικό να επιλέγετε το συνιστώμενο επίπεδο
ροής οξυγόνου. Μη μειώνετε ή αυξάνετε τη ροή χωρίς νασυμβουλευθείτε πρώτα τον ιατρό σας.

Τι είναι ο φορητός συμπυκνωτής οξυγόνου FreeStyle;Οι συμπυκνωτές οξυγόνου κυκλοφόρησαν στα μέσα της δεκαετίας του 1970 καισήμερα αποτελούν την πιο πρακτική και αξιόπιστη πηγή συμπληρωματικού
οξυγόνου. Οι συμπυκνωτές οξυγόνου είναι η πιο οικονομική, αποτελεσματική και
ασφαλής εναλλακτική λύση αντί της χρήσης φιαλών οξυγόνου υψηλής πίεσης
ή υγρού οξυγόνου. Ο συμπυκνωτής οξυγόνου παρέχει όλο το οξυγόνο πουχρειάζεστε χωρίς να πρέπει να αλλάζετε φιάλες.
Ο αέρας που αναπνέουμε περιέχει περίπου 21% οξυγόνο, 78% άζωτο και 1%άλλα αέρια. Στη μονάδα FreeStyle, ο αέρας δωματίου διέρχεται από έναανανεώσιμο υλικό προσρόφησης το οποίο ονομάζεται «μοριακό κόσκινο».
Το υλικό αυτό διαχωρίζει το οξυγόνο από το άζωτο. Το αποτέλεσμα είναι η παροχή
οξυγόνου υψηλού βαθμού συμπύκνωσης στον ασθενή.
Η μονάδα FreeStyle συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία συμπυκνωτή οξυγόνου
MN131-1 F

EL-3

EL

FreeStyle™

με την τεχνολογία εξοικονόμησης οξυγόνου στον μικρότερο και ελαφρύτερο
φορητό συμπυκνωτή οξυγόνου στον κόσμο που ζυγίζει μόλις 2 kg. Η μονάδα
FreeStyle παράγει αποδοτικά το δικό της οξυγόνο και το χορηγεί γρήγορα ωςπαλμό οξυγόνου καθώς αναπνέετε, ακριβώς στην αρχή της εισπνοής σας. Αυτόελαχιστοποιεί τις απώλειες που εμφανίζουν οι συσκευές συνεχούς παροχής
οξυγόνου, οι οποίες παρέχουν οξυγόνο όταν εκπνέετε. Αυτή η χορήγηση οξυγόνου
με παλμική ροή είναι ισοδύναμη με τη συνεχή παροχή. Η μονάδα FreeStyleπαράγει όγκο ισοδύναμο με έως 3 LPM (λίτρα ανά λεπτό) από ένα ελαφρύ
συγκρότημα που μπορεί να μεταφερθεί εύκολα και να χρησιμοποιηθεί εκτός
σπιτιού.
Η συσκευή FreeStyle λειτουργεί με τέσσερις διαφορετικές πηγές ρεύματος.
(Ανατρέξτε στην ενότητα «Τροφοδοσία ρεύματος» του παρόντος εγχειριδίου).

Προφίλ χειριστή:Οι συμπυκνωτές της AirSep προορίζονται για την παροχή συμπληρωματικού
οξυγόνου σε άτομα που αισθάνονται δυσφορία λόγω παθήσεων που επηρεάζουν
την ικανότητα των πνευμόνων να μεταφέρουν το ατμοσφαιρικό οξυγόνο στηνκυκλοφορία του αίματος. Οι POC παρέχουν την άνεση της χρήσης ενός αυτόνομουφορητού συμπυκνωτή οξυγόνου αντί για ένα συμβατικό σύστημα χορήγησης(δεξαμενή O2), γεγονός που προσφέρει στο χρήστη μια σχετική αυτάρκεια απόπλευράς κατ' οίκον χρήσης, κινητικότητας (εντός και εκτός σπιτιού) και τρόπου
ζωής γενικότερα. Η χρήση του συμπυκνωτή οξυγόνου πρέπει να γίνεται με εντολή
ιατρού και δεν προορίζεται για την υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών.
Παρόλο που οξυγονοθεραπεία μπορεί να συνταγογραφηθεί για ασθενείς όλων τωνηλικιών, ο μέσος ασθενής που λαμβάνει οξυγονοθεραπεία είναι άνω των 65 ετώνκαι πάσχει από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Οι ασθενείς έχουν
συνήθως καλές γνωστικές ικανότητες και θα πρέπει να είναι σε θέση να εκφράσουν
τυχόν δυσφορία. Εάν ο χρήστης δεν είναι σε θέση να εκφράσει δυσφορία ήαδυνατεί να διαβάσει και να κατανοήσει τη σήμανση και τις οδηγίες χρήσης τουσυμπυκνωτή, τότε συνιστάται η χρήση μόνον υπό την επίβλεψη ενός φροντιστή.
Συνιστάται στους ασθενείς να επικοινωνήσουν με τον πάροχο υγειονομικής
περίθαλψης εάν αισθανθούν δυσφορία κατά τη χρήση του συμπυκνωτή.
Συνιστάται επίσης να έχουν διαθέσιμο εφεδρικό οξυγόνο (φιάλη οξυγόνου) για τηνπερίπτωση της διακοπής ρεύματος ή της βλάβης του συμπυκνωτή. Δεναπαιτούνται άλλες ειδικές δεξιότητες ή ικανότητες για τη χρήση του συμπυκνωτή.

EL-4

MN131-1 F

FreeStyle™

EL

FreeStyle και χρήση κατά τη διάρκεια πτήσεων –Εγκεκριμένο κατά FAA
Κατόπιν τροποποίησης του κανονισμού SFAR 106 το 2006, το FreeStyle έχειεγκριθεί από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ(Federal Aviation Administration – FAA) για χρήση μέσα σε αεροπλάνα κατά τηδιάρκεια εμπορικών πτήσεων από επιβάτες που λαμβάνουν οξυγονοθεραπεία.
Επιπλέον, από τις 13 Μαΐου του 2009, σύμφωνα με νέα απόφαση του Υπουργείου
Μεταφορών (DOT) των ΗΠΑ/της FAA, οι αερομεταφορείς με βάση τις ΗΠΑ, καθώς καιδιεθνείς πτήσεις με προέλευση ή προορισμό τις ΗΠΑ, οφείλουν να επιτρέπουν στους
επιβάτες που φέρουν εγκεκριμένους κατά FAA φορητούς συμπυκνωτές οξυγόνου νατους χρησιμοποιούν μέσα στο αεροπλάνο και στη διάρκεια της πτήσης, όπως είναι
ιατρικά απαραίτητο. Απευθυνθείτε απευθείας στην αεροπορική εταιρεία με την οποία
θέλετε να ταξιδέψετε για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική τους ως
προς τη χρήση POC.
---- [Διαβάστε την ενότητα "Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας" προτού
χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό.] ----

Σημαντικοί κανόνες ασφάλειαςΕξετάστε προσεκτικά και εξοικειωθείτε με τις ακόλουθες σημαντικές πληροφορίες
ασφάλειας σχετικά με τον φορητό συμπυκνωτή οξυγόνου FreeStyle.
Αυτή η συσκευή παρέχει οξυγόνο υψηλού βαθμού
συμπύκνωσης, το οποίο βοηθά στην ταχεία καύση. Μηνεπιτρέπετε το κάπνισμα ή τη χρήση γυμνής φλόγας στον ίδιοχώρο (1) με αυτήν τη συσκευή ή (2) με οποιονδήποτε
εξοπλισμό μεταφοράς οξυγόνου. Η παράλειψη τήρησης αυτήςτης προειδοποίησης ενδέχεται να οδηγήσει σε πυρκαγιά,υλικές ζημιές ή/και πρόκληση σωματικής βλάβης ή θανάτου.

Εάν νιώσετε δυσφορία ή εάν υπάρχει έκτακτη ιατρική ανάγκη,ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Μη θερμαίνετε σε θερμοκρασία άνω των 60°C.

MN131-1 F

EL-5

EL

FreeStyle™

Αυτή η μονάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για υποστήριξη
ζωτικών λειτουργιών. Ηλικιωμένοι, παιδιά ή άλλοι ασθενείςπου δεν μπορούν να εκφράσουν τυχόν δυσφορία κατά τηχρήση της μονάδας ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετη
παρακολούθηση. Ασθενείς με προβλήματα ακοής ή/καιόρασης ίσως χρειάζονται βοήθεια για την παρακολούθηση τωνσυναγερμών.
Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα με βάση λάδι, λιπαντικό ή πετρέλαιοή άλλα εύφλεκτα υλικά επάνω στον εξοπλισμό μεταφοράς
οξυγόνου ή στη μονάδα FreeStyle. Χρησιμοποιείτε μόνο λοσιόν
ή αλοιφές με βάση το νερό που είναι συμβατές με το οξυγόνο.
Το οξυγόνο επιταχύνει την καύση των εύφλεκτων ουσιών.
Η λανθασμένη χρήση της μπαταρίας του FreeStyle μπορεί ναπροκαλέσει υπερθέρμανση ή ανάφλεξη της μπαταρίας και ναοδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. Μην τρυπάτε, χτυπάτε,πατάτε ή ρίχνετε κάτω την μπαταρία και προστατέψτε την απότα ισχυρά κτυπήματα και τους κραδασμούς.
Κατά τη χρήση της μονάδας FreeStyle σε εξωτερικό χώρο μετροφοδοτικό AC/DC παγκοσμίου χρήσης, συνδέστε τοτροφοδοτικό μόνο σε πρίζα με διακόπτη σφάλματος γείωσης(GFI).
Η χρήση καλωδίων και προσαρμογέων εκτός των καθορισμένων,με εξαίρεση καλώδια και προσαρμογείς που διαθέτει οκατασκευαστής της ιατρικής ηλεκτρικής συσκευής, ωςανταλλακτικά εσωτερικών εξαρτημάτων, μπορεί να οδηγήσει σεαυξημένες εκπομπές και μειωμένη ατρωσία της μονάδας
FreeStyle.

Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση αυτού του εξοπλισμού.

EL-6

MN131-1 F

FreeStyle™

ELΗ μονάδα FreeStyle δεν πρέπει να χρησιμοποιείται δίπλα σεάλλο εξοπλισμό ή στοιβαγμένη πάνω σε άλλο εξοπλισμό. Εάνη χρήση της κατά τέτοιο τρόπο είναι αναπόφευκτη, η συσκευή
θα πρέπει να παρακολουθείται για επαλήθευση της κανονικήςτης λειτουργίας.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα πριν τον καθαρισμό τηςμονάδας, για την αποφυγή τυχαίας πρόκλησης
ηλεκτροπληξίας. Μόνον ο προμηθευτής του εξοπλισμού ήεξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό επιτρέπεται να αφαιρεί τακαλύμματα της μονάδας ή να την επισκευάζει.
Προσέξτε να μη βρέξετε τη μονάδα FreeStyle και να μηνεπιτρέψετε να εισέλθει νερό σε αυτήν. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργία ή διακοπή της λειτουργίας της μονάδας.
Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση ήτην ενοικίαση αυτής της συσκευής μόνο κατόπιν εντολής ιατρού
ή εξουσιοδοτημένου παρόχου υγειονομικής περίθαλψης.
Σε περίπτωση συναγερμού ή αν παρατηρήσετε ότι η μονάδα
FreeStyle δεν λειτουργεί σωστά, συμβουλευθείτε την ενότητα
"Αντιμετώπιση προβλημάτων" αυτού του εγχειριδίου. Εάν δεν
μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, συμβουλευτείτε τονπρομηθευτή του εξοπλισμού.
Ο φορητός συμπυκνωτής οξυγόνου FreeStyle μπορεί ναχρησιμοποιηθεί ενώ κοιμάστε, κατόπιν σύστασης ειδικευμένου
ιατρού.
Η χρήση της μονάδας FreeStyle εκτός του εύρους κανονικής
θερμοκρασίας λειτουργίας μπορεί να επηρεάσει την απόδοση
της μονάδας και να μειώσει το χρόνο λειτουργίας με μπαταρία
ή/και να αυξήσει το χρόνο φόρτισης της μπαταρίας. (Ανατρέξτε
στην ενότητα "Προδιαγραφές" αυτού του εγχειριδίου).

MN131-1 F

EL-7

EL

FreeStyle™

Μη φράσσετε τις εισόδους ή τις εξόδους αέρα. Αυτό ενδέχεται
να προκαλέσει υπερθέρμανση της μονάδας FreeStyle και ναεπηρεάσει την απόδοσή της.
Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε κλειστό ή περιορισμένο χώρο(δηλαδή μέσα σε μικρή θήκη ή τσάντα) όπου ο εξαερισμός
μπορεί να είναι ανεπαρκής. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει
υπερθέρμανση της μονάδας FreeStyle και να επηρεάσει τηναπόδοσή της.
Για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα FreeStyle σε αυτοκίνητο,σκάφος ή άλλες πηγές DC με το τροφοδοτικό AC/DC παγκοσμίου
χρήσης, βεβαιωθείτε ότι η μηχανή του οχήματος είναι αναμμένη
πριν συνδέσετε τη μονάδα FreeStyle. Εάν δεν ανάψει η φωτεινή
ένδειξη του τροφοδοτικού AC/DC παγκοσμίου χρήσης καιαπαιτείται εκ νέου ρύθμιση, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από τηνυποδοχή DC, σβήστε και ανάψτε ξανά τη μηχανή του οχήματοςκαι έπειτα συνδέστε ξανά το τροφοδοτικό στην υποδοχή DC. Η μητήρηση αυτών των οδηγιών ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα ναμην τροφοδοτείται με ρεύμα η μονάδα FreeStyle.
Όταν η μηχανή του αυτοκινήτου μέσα στο οποίο χρησιμοποιείτε τημονάδα FreeStyle σβήσει, αποσυνδέστε και πάρτε τη μονάδα μαζίσας όταν απομακρυνθείτε από το αυτοκίνητο. Μη φυλάσσετε τημονάδα FreeStyle σε αυτοκίνητο που έχει αναπτύξει πολύ υψηλή
θερμοκρασία ή σε παρόμοιο χώρο με υψηλή ή χαμηλή
θερμοκρασία. Η χρήση ή η φύλαξη της μονάδας εκτός του εύρους
κανονικής θερμοκρασίας μπορεί να επηρεάσει την απόδοση τηςμονάδας FreeStyle. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές"αυτού του εγχειριδίου).
Εάν η μονάδα FreeStyle αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα εκτός του εύρους κανονικής θερμοκρασίας
λειτουργίας, θα πρέπει να αφήσετε τη μονάδα να επανέλθει
στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας της προτού τηνενεργοποιήσετε. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές"αυτού του εγχειριδίου).

EL-8

MN131-1 F

FreeStyle™

ELΕίναι πολύ σημαντικό να επιλέγετε μόνο το συνιστώμενο
επίπεδο οξυγόνου. Αλλάξτε την επιλογή της παλμικής ροήςμόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού σας.
Αντικαθιστάτε τον αναλώσιμο σωλήνα σύμφωνα με τις συστάσεις
του κατασκευαστή ή του προμηθευτή του εξοπλισμού. Πρόσθετααναλώσιμα είναι διαθέσιμα από τον προμηθευτή του εξοπλισμούσας.
Μην τοποθετείτε το συμπυκνωτή σε σημείο που δεν επιτρέπει
την εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Ο συμπυκνωτής πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε νααποφεύγονται ρυπογόνες ουσίες ή καπνοί.

Μην τοποθετείτε το συμπυκνωτή σε σημείο που δεν επιτρέπει
την εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνίας μεραδιοσυχνότητες μπορεί να επηρεάσει τις ιατρικές ηλεκτρικές
συσκευές.

Η σωλήνωση του ρινικού σωλήνα δεν πρέπει να συστρέφεταικαι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνολικό μήκος έως 7,6 m.

Βεβαιωθείτε ότι ο ρινικός σωλήνας έχει εισαχθεί πλήρως και ότιείναι καλά στερεωμένος. Αυτό διασφαλίζει ότι η μονάδα FreeStyleμπορεί να ανιχνεύσει σωστά την εισπνοή για παροχή οξυγόνου.

MN131-1 F

EL-9

EL

FreeStyle™

Η φύλαξη της μονάδας FreeStyle για μεγάλο χρονικό διάστημα
σε υψηλές θερμοκρασίες ή με πλήρως φορτισμένη ήαποφορτισμένη μπαταρία ενδέχεται να μειώσει τη συνολική
διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Ανάλογα με τη θερμοκρασία της μπαταρίας του FreeStyle,ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να ξεκινήσει ο κύκλος
φόρτισης αφότου συνδέσετε τη μονάδα στο ρεύμα. Αυτό είναι
φυσιολογικό και αποβλέπει στην ασφαλή φόρτιση.
Η μπαταρία της μονάδας FreeStyle δεν χρειάζεται να είναι
τελείως αποφορτισμένη για να την επαναφορτίσετε. Συνιστάται ηφόρτιση της μπαταρίας του FreeStyle μετά από κάθε χρήση.
Ανάλογα με την εσωτερική θερμοκρασία λειτουργίας τηςμπαταρίας, μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να ξεκινήσειη φόρτιση από τη στιγμή που θα συνδεθεί η συσκευή στορεύμα. Αυτό είναι φυσιολογικό και αποβλέπει στην ασφαλή
φόρτιση της μπαταρίας. Είναι πιο πιθανό να συμβεί όταν ημπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως.
Όταν η μονάδα συνδεθεί σε ρεύμα AC ή DC, η μπαταρία τηςφορτίζει πλήρως, είτε η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία είτε είναι
απενεργοποιημένη.
Εάν η εσωτερική μπαταρία αδειάσει τελείως και διακοπεί
η λειτουργία της μονάδας FreeStyle, η μονάδα δεν μπορεί ναεπανεκκινηθεί με χρήση του εξαρτήματος AirBelt. Εάν συμβεί
κάτι τέτοιο, συνδέστε τη μονάδα FreeStyle στο τροφοδοτικό
AC/DC παγκοσμίου χρήσης για μικρό χρονικό διάστημαπροκειμένου να εξασφαλίσετε επαρκή ισχύ εσωτερικής
μπαταρίας για εκκίνηση της μονάδας. Στη συνέχεια μπορείτε νασυνδέσετε το εξάρτημα AirBelt για πρόσθετο χρόνο λειτουργίας.
Εάν το τροφοδοτικό του FreeStyle παραμείνει συνδεδεμένο ότανη μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, οι τέσσερις λυχνίες LED
θα σβήσουν μετά από 1 περίπου ώρα.

EL-10

MN131-1 F

FreeStyle™

ELΊσως χρειαστεί να συνδέσετε το τροφοδοτικό AC/DC
παγκοσμίου χρήσης του FreeStyle στη μονάδα FreeStyleπροτού η μονάδα μπορέσει να λειτουργήσει για πρώτη φορά μεμπαταρία. Ο προμηθευτής του εξοπλισμού σας μπορεί να έχειεκτελέσει ήδη αυτό το βήμα για εσάς.

Χρησιμοποιήστε μόνο το εξάρτημα AirSep με κωδικό είδους
FI144-1 ως φίλτρο εισόδου αέρα αυτής της μονάδας.

Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα FreeStyle χωρίς τοποθετημένο
φίλτρο εισόδου αέρα. Εάν παρέχεται και δεύτερο φίλτρο,τοποθετήστε το φίλτρο αντικατάστασης πριν καθαρίσετε τοακάθαρτο φίλτρο.

Η AirSep δεν συνιστά την αποστείρωση του εξοπλισμού.

Μην επιχειρήσετε να εκτελέσετε καμία εργασία συντήρησης
εκτός από αυτές που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο.

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου πουχρησιμοποιείται στη μονάδα FreeStyle δεν χρειάζεται νααδειάσει πλήρως για να επαναφορτιστεί. Συνιστάται ναφορτίζετε την μπαταρία μετά από κάθε χρήση, ανεξάρτητα απότο επίπεδο φορτίου της μπαταρίας.
Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί ενόσω η μονάδα είναι
απενεργοποιημένη αλλά και ενόσω λειτουργεί μέσω τουτροφοδοτικού AC/DC παγκοσμίου χρήσης.
Οι μπαταρίες λιθίου μπορεί να χάσουν οριστικά το φορτίο τουςεάν εκτεθούν σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες ενόσω είναι
πλήρως φορτισμένες ή εντελώς άδειες. Εάν θέλετε να φυλάξετε
τις μπαταρίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να τιςφορτίσετε στο 25 έως το 50% του φορτίου τους και να τιςδιατηρήσετε εντός του εύρους θερμοκρασίας των 23°C ± 2°C.

MN131-1 F

EL-11

EL

FreeStyle™

Η ένδειξη "Απαγορεύεται το κάπνισμα – Χρήση οξυγόνου" πρέπει
να τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο στο σπίτι ή όπου αλλού
χρησιμοποιείται ο συμπυκνωτής οξυγόνου. Οι ασθενείς και οιφροντιστές τους πρέπει να ενημερώνονται για τους κινδύνους πουενέχει το κάπνισμα παρουσία ή κατά τη χρήση ιατρικού οξυγόνου.

EL-12

MN131-1 F

FreeStyle™

ELΣημαντικοί κανόνες ασφάλειας για το προαιρετικό
εξάρτημα AirBeltΗ λανθασμένη χρήση του εξαρτήματος AirBelt μπορεί ναπροκαλέσει υπερθέρμανση ή ανάφλεξη της μπαταρίας και ναοδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. Μην τρυπάτε, χτυπάτε,πατάτε ή ρίχνετε κάτω την μπαταρία και προστατέψτε την απότα ισχυρά κτυπήματα και τους κραδασμούς.

Τοποθετήστε το κάλυμμα ασφαλείας στο καλώδιο AirBelt ότανδεν το χρησιμοποιείτε.

Μην επιχειρήσετε να φορτίσετε το προαιρετικό εξάρτημα AirBelt
με το τροφοδοτικό AC/DC παγκοσμίου χρήσης του FreeStyle,καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο εξάρτημα AirBelt.
Χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό AirBelt που παρέχεται γιανα φορτίσετε το εξάρτημα AirBelt.
Ανάλογα με τη θερμοκρασία του εξαρτήματος AirBelt, ενδέχεται
να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να ξεκινήσει ο κύκλος φόρτισης
αφότου συνδέσετε τη μονάδα στο ρεύμα. Αυτό είναι φυσιολογικό
και αποβλέπει στην ασφαλή φόρτιση.
Το εξάρτημα AirBelt δεν χρειάζεται να είναι τελείως
αποφορτισμένο για να το επαναφορτίσετε. Συνιστάται η φόρτιση
του εξαρτήματος AirBelt μετά από κάθε χρήση.
Οι μπαταρίες λιθίου μπορεί να χάσουν οριστικά το φορτίο τουςεάν εκτεθούν σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες ενόσω είναι
πλήρως φορτισμένες ή εντελώς άδειες. Εάν θέλετε να φυλάξετε
τις μπαταρίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να τιςφορτίσετε στο 25 έως το 50% του φορτίου τους και να τιςδιατηρήσετε εντός του εύρους θερμοκρασίας των 23°C ± 2°C.

MN131-1 F

EL-13

EL

FreeStyle™

[Διαβάστε την ενότητα "Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας" προτού χρησιμοποιήσετε
αυτόν τον εξοπλισμό].

Έναρξη χρήσης του φορητού συμπυκνωτή οξυγόνου FreeStyleΗ συσκευασία της μονάδας FreeStyle περιέχει τα παρακάτω στοιχεία, όπωςφαίνονται στις Εικόνες 1-3. Εάν λείπει κάποιο από αυτά, επικοινωνήστε με τονπρομηθευτή του εξοπλισμού σας.
••••Φορητός συμπυκνωτής οξυγόνου FreeStyle με τσάντα μεταφοράς.
Εγχειρίδιο ασθενούς (δεν απεικονίζεται)Τροφοδοτικό AC/DC παγκοσμίου χρήσης (100-240 Volt, 50/60 Hz) μεκαλώδιο τροφοδοσίας.
Καλώδιο τροφοδοσίας DCΕικόνα 2: Τροφοδοτικό/καλώδιο
τροφοδοσίας AC/DC παγκοσμίου χρήσης
της μονάδας FreeStyleΕικόνα 1: Μονάδα FreeStyleΕικόνα 3: Καλώδιο τροφοδοσίας DC τηςμονάδας FreeStyleΜπορείτε εάν θέλετε να επιλέξετε και το εξάρτημα AirBelt για παρατεταμένη
διάρκεια ζωής μπαταρίας. Αυτή η συσκευασία περιέχει τα ακόλουθα εξαρτήματα,όπως φαίνεται στην Εικόνα 4:
•
•

EL-14

Ζώνη μπαταρίας AirBeltΤροφοδοτικό AC/DC παγκοσμίου χρήσης (100-240 Volt, 50/60 Hz) μεκαλώδιο τροφοδοσίας

MN131-1 F

FreeStyle™

ELΗ λανθασμένη χρήση του εξαρτήματος AirBelt μπορεί ναπροκαλέσει υπερθέρμανση ή ανάφλεξη της μπαταρίας και ναοδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. Μην τρυπάτε, χτυπάτε, πατάτεή ρίχνετε κάτω την μπαταρία και προστατέψτε την από τα ισχυρά
κτυπήματα και τους κραδασμούς.

Πρέπει να διαβάσετε όλες τις προειδοποιήσεις, τις επισημάνσεις καιτις σημειώσεις πριν προχωρήσετε στη χρήση του εξοπλισμού.
Βλ. σελ. 9, "Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας για το προαιρετικό
εξάρτημα AirBelt".
Άλλα προαιρετικά αξεσουάρ περιλαμβάνουν μια ζώνη τεσσάρων σημείων πουμετατρέπει την τσάντα μεταφοράς του FreeStyle σε σακίδιο πλάτης (κωδικός
είδους MI284-1), όπως φαίνεται στην Εικόνα 5. Η μονάδα FreeStyle μπορεί επίσης
να φορεθεί στη μέση, περνώντας το AirBelt ή κάποια άλλη ζώνη που φοράτε μέσααπό τις θηλιές της τσάντας μεταφοράς FreeStyle. (Βλ. Εικόνα 6). Η προαιρετική
τσάντα βοηθητικού εξοπλισμού (κωδικός είδους MI320-1) παρέχει ακόμα πιοάνετη μετακίνηση κατά τη μεταφορά των εξαρτημάτων τροφοδοσίας, τωνπροαιρετικών εξαρτημάτων AirBelt ή/και της ζώνης τεσσάρων σημείων, για χρήση
στον προορισμό σας.

Εικόνα 4: Εξάρτημα AirBelt καιτροφοδοτικό/καλώδιο τροφοδοσίας
AC/DC παγκοσμίου χρήσης

MN131-1 FΕικόνα 5: Η μονάδα
FreeStyle φορεμένη
ως σακίδιο πλάτης

Εικόνα 6:Η μονάδα
FreeStyleφορεμένη στη
μέση

EL-15

EL

FreeStyle™

Τοποθετήστε το κάλυμμα ασφαλείας στο καλώδιο AirBelt όταν δεντο χρησιμοποιείτε.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή FreeStyle για πρώτη φορά, εξοικειωθείτε με ταβασικότερα εξαρτήματά της. Αυτά απεικονίζονται παρακάτω και θα περιγραφούν
σε επόμενα κεφάλαια του παρόντος εγχειριδίου.

Φόρτιση μπαταρίας
Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της μονάδας σας είναι πλήρως φορτισμένη πριν βγείτε έξωμε το FreeStyle για πρώτη φορά ή αφού το έχετε χρησιμοποιήσει. Για να ελέγξετε τοεπίπεδο του φορτίου της εσωτερικής μπαταρίας, πατήστε το κουμπί BATT στοπληκτρολόγιο της μονάδας FreeStyle. Ο μετρητής/οι φωτεινές ενδείξεις μπαταρίας
πάνω από το κουμπί BATT ανάβουν για να υποδείξουν το επίπεδο φορτίου τηςεσωτερικής μπαταρίας (25-100%). Σημείωση: Η εσωτερική μπαταρία φορτίζεται όποτεη μονάδα λειτουργεί με ρεύμα AC ή DC. Για να φορτίσετε την εσωτερική μπαταρία τηςμονάδας FreeStyle, απλώς συνδέστε το τροφοδοτικό AC/DC παγκοσμίου χρήσης
στην είσοδο ρεύματος της μονάδας (όπως φαίνεται στην Εικόνα 7). Πρώτα, φροντίστε
να ευθυγραμμίσετε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας με την είσοδο ρεύματος. Για να τοκάνετε, παρατηρήστε ότι τόσο ο σύνδεσμος του καλωδίου τροφοδοσίας όσο και ηείσοδος ρεύματος του FreeStyle έχουν σχήμα D. Πρέπει να ευθυγραμμιστούν σωστά
και κατά την αφαίρεση του καλωδίου τροφοδοσίας, οπότε και θα πρέπει να πατηθεί τοκουμπί απελευθέρωσης για την αφαίρεση του καλωδίου από τη μονάδα FreeStyle. Μεαυτόν τον τρόπο προστατεύετε τόσο τη μονάδα όσο και τα εξαρτήματα τροφοδοσίαςαπό ζημιά.
Είσοδος ρεύματος
της μονάδας
FreeStyleΠιέστε γιααφαίρεση τουκαλωδίου
τροφοδοσίας.

Προαιρετικό εξάρτημα AirBeltΤο προαιρετικό εξάρτημα AirBelt, που μπορεί να αυξήσει τη συνολική διάρκεια
ζωής της μπαταρίας FreeStyle σε έως 10 ώρες, απαιτεί περίπου 3 ώρες για ναφορτιστεί πλήρως, όταν η εξωτερική μπαταρία είναι τελείως άδεια. Για ναεπαναφορτίστε το εξάρτημα AirBelt, συνδέστε το δικό του τροφοδοτικό AC στοάκρο του καλωδίου τροφοδοσίας του AirBelt (όπως φαίνεται στην Εικόνα 8) και το
EL-16

MN131-1 F

FreeStyle™

ELάλλο άκρο του τροφοδοτικού σε μια πρίζα AC. Στο καλώδιο αυτού του εξαρτήματοςυπάρχει ένας ξεχωριστός μετρητής/μια ξεχωριστή φωτεινή ένδειξη μπαταρίας πουυποδεικνύει το επίπεδο φορτίου της μπαταρίας του AirBelt και λειτουργεί ακριβώς
όπως η φωτεινή ένδειξη της εσωτερικής μπαταρίας στο πληκτρολόγιο.
Ανάλογα με τη θερμοκρασία της μπαταρίας του FreeStyle,ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να ξεκινήσει ο κύκλος
φόρτισης αφότου συνδέσετε τη μονάδα στο ρεύμα. Αυτό είναι
φυσιολογικό και αποβλέπει στην ασφαλή φόρτιση.
Η μπαταρία της μονάδας FreeStyle δεν χρειάζεται να είναι
τελείως αποφορτισμένη για να την επαναφορτίσετε. Συνιστάται ηφόρτιση της μπαταρίας του FreeStyle μετά από κάθε χρήση.
Ανάλογα με την εσωτερική θερμοκρασία λειτουργίας τηςμπαταρίας, μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να ξεκινήσειη φόρτιση από τη στιγμή που θα συνδεθεί η συσκευή στορεύμα. Αυτό είναι φυσιολογικό και αποβλέπει στην ασφαλή
φόρτιση της μπαταρίας. Είναι πιο πιθανό να συμβεί όταν ημπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως.

Εικόνα 7: Φόρτιση εσωτερικής
μπαταρίας

Εικόνα 8: Φόρτιση της μπαταρίας
AirBeltΤο εξάρτημα AirBelt δεν χρειάζεται να είναι τελείως αποφορτισμένο
για να το επαναφορτίσετε. Συνιστάται η φόρτιση του εξαρτήματοςμετά από κάθε χρήση.

MN131-1 F

EL-17

EL

•
•
•
•
•

FreeStyle™

Η πλήρως αποφορτισμένη εσωτερική μπαταρία της μονάδας FreeStyleεπαναφορτίζεται πλήρως σε περίπου 3 ½ ώρες, είτε η μονάδα
χρησιμοποιείται με τροφοδοτικό AC/DC παγκοσμίου χρήσης είτε όχι.
Κατά τη φόρτιση μιας πλήρως αποφορτισμένης μπαταρίας, η λυχνία LED 25%
θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα για λίγα λεπτά και στη συνέχεια θααρχίσει να αναβοσβήνει με χαμηλότερους ρυθμούς (κάθε 1/2 δευτερόλεπτο).
Η λυχνία LED θα συνεχίσει να αναβοσβήνει μέχρι να επιτευχθεί φορτίο 25%.
Στη συνέχεια, η λυχνία LED θα ανάψει σταθερά.
Κάθε μία από τις τέσσερις λυχνίες LED, 25% -100%, θα αναβοσβήσει όπωςπροαναφέρθηκε κι έπειτα θα ανάψει σταθερά όταν η μπαταρία φορτιστεί στοαντίστοιχο επίπεδο.
Όταν ανάψουν σταθερά όλες οι λυχνίες LED, η μπαταρία θα είναι πλήρως
φορτισμένη και οι LED θα παραμείνουν σταθερά αναμμένες για ένα χρονικό
διάστημα, κι έπειτα θα σβήσουν.
Οι μπαταρίες λιθίου μπορεί να χάσουν οριστικά το φορτίο τουςεάν εκτεθούν σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες ενόσω είναι
πλήρως φορτισμένες ή εντελώς άδειες. Εάν θέλετε να φυλάξετε
τις μπαταρίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να τιςφορτίσετε στο 25 έως το 50% του φορτίου τους και να τιςδιατηρήσετε εντός του εύρους θερμοκρασίας των 23°C ± 2°C.

----[Διαβάστε την ενότητα "Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας" προτού
χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό.]----

Ρινικός σωλήνας
Ένας ρινικός σωλήνας με την αντίστοιχη σωλήνωση χρησιμοποιούνται για τηνπαροχή οξυγόνου από τη μονάδα FreeStyle στο χρήστη. Η σωλήνωση συνδέεται
στην έξοδο οξυγόνου της μονάδας (δείτε Εικόνα 9).

Εικόνα 9: Σύνδεση σωλήνα στην έξοδο οξυγόνου της μονάδας FreeStyle

EL-18

MN131-1 F

FreeStyle™

EL

Η AirSep συνιστά τη χρήση ρινικού σωλήνα AirSep, με κωδικό είδους CU002-1,
με σωλήνωση μήκους 2,1 m. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μήκη σωλήνωσης
έως 7,6 m το μέγιστο, συμπεριλαμβανομένου του ρινικού σωλήνα.
Να αντικαθιστάτε περιοδικά τον αναλώσιμο ρινικό σωλήνα μετάαπό κανονική χρήση. Πρόσθετα αναλώσιμα είναι διαθέσιμα απότον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.

Η σωλήνωση του ρινικού σωλήνα δεν πρέπει να συστρέφεται καιμπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνολικό μήκος έως 7,6 m.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή του ρινικού
σωλήνα για τη σωστή χρήση του. Συμβουλευτείτε τονεξουσιοδοτημένο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης για νακαθορίσετε πόσο συχνά πρέπει να αντικαθίσταται ο ρινικός
σωλήνας.
Βεβαιωθείτε ότι ο ρινικός σωλήνας έχει εισαχθεί πλήρως και ότιείναι καλά στερεωμένος. Αυτό διασφαλίζει ότι η μονάδα
FreeStyle μπορεί να ανιχνεύσει σωστά την εισπνοή για παροχή
οξυγόνου.

MN131-1 F

EL-19

EL

FreeStyle™

Στοιχεία της μονάδας FreeStyleΛαβήΈξοδος οξυγόνου

Έξοδος αέραΈξοδος αέραΕίσοδος συνδέσεων
ρεύματος
Είσοδος αέρα/Κάλυμμα φίλτρου

Εικόνα 10: Εξωτερική όψη του FreeStyle – Μπροστινή πλευρά
ΚάλυμμαΈνδειξη συναγερμού/επισκευής

Κουμπί επιλογής
ροήςΕνδείξεις
παλμικής ροήςΜετρητής/Φωτεινές
ενδείξεις μπαταρίας

Κουμπί (εσωτερικής)μπαταρίας
Εικόνα 11: Κοντινή άποψη του πληκτρολογίου/της οθόνης συναγερμών

EL-20

MN131-1 F

FreeStyle™

Η ένδειξη RTCA
DO160 υποδεικνύειότι η μονάδα
FreeStyle έχειελεγχθεί και εγκριθεί
για συμμόρφωση με
τα πρότυπα της FAA.

ELΕτικέτα/Οδηγίες
για τον ασθενή

Εικόνα 12: Εξωτερική όψη του FreeStyle – Πίσω πλευρά

Τώρα που εξοικειωθήκατε με τα μέρη της συσκευής FreeStyle, διαβάστε τιςοδηγίες στις παρακάτω σελίδες σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας FreeStyle.
[Διαβάστε την ενότητα "Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας" προτού χρησιμοποιήσετε
αυτόν τον εξοπλισμό].

Οδηγίες λειτουργίας
1.

Τοποθετήστε τη μονάδα FreeStyle με τρόπο ώστε να μην φράσσονται οιείσοδοι και οι έξοδοι αέρα.

2.

Τροφοδοτήστε τη μονάδα (α) από την εσωτερική μπαταρία, (β) από τοεξάρτημα AirBelt, (γ) από υποδοχή DC (δηλαδή αυτοκίνητο ή σκάφος)ή (δ) από μια πρίζα AC (κοινή οικιακή πρίζα). (Ανατρέξτε στην ενότητα
"Τροφοδοσία ρεύματος" αυτού του εγχειριδίου ασθενούς.)3.

Συνδέστε το σωλήνα στην έξοδο οξυγόνου.

4.

Ανασηκώστε το κάλυμμα της μονάδας.

5.

Θέστε τη μονάδα FreeStyle σε λειτουργία πατώντας τα κουμπιά [1], [2]ή [3] στο πληκτρολόγιο της μονάδας, ανάλογα με το ρυθμό ροής πουέχει συστηθεί από τον ιατρό σας. Θα ανάψει η πράσινη λυχνία LED

MN131-1 F

EL-21

EL

FreeStyle™

πάνω από το επιλεγμένο κουμπί. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε τημονάδα FreeStyle, ηχεί ένας σύντομος συναγερμός. Υποδεικνύει ότιη μονάδα FreeStyle έχει ενεργοποιηθεί για χρήση.
6.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση παλμικής ροής, πατήστε το κατάλληλοκουμπί. Έπειτα από τη λειτουργία αυτόματης εκκίνησης, είναι
φυσιολογικό να ακούτε διαφορετικό ήχο καθώς αλλάζετε τις ρυθμίσεις.

7.

Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα FreeStyle, πατήστε το κουμπί πουαντιστοιχεί στη λυχνία ρύθμισης παλμικής ροής που είναι αναμμένη.

8.

Όταν η μονάδα FreeStyle ανιχνεύσει εισπνοή, παρέχεται οξυγόνο μέσωτου σωλήνα.

9.

Ο χρόνος που απαιτείται για την επίτευξη της μέγιστης συμπύκνωσης
οξυγόνου μετά την ενεργοποίηση της μονάδας FreeStyle είναι περίπουδύο λεπτά.
Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα με βάση λάδι, λιπαντικό
ή πετρέλαιο ή άλλα εύφλεκτα υλικά επάνω στον εξοπλισμό
μεταφοράς οξυγόνου ή στη μονάδα FreeStyle. Χρησιμοποιείτε
μόνο λοσιόν ή αλοιφές με βάση το νερό που είναι συμβατές
με το οξυγόνο. Το οξυγόνο επιταχύνει την καύση τωνεύφλεκτων ουσιών.

Μη θερμαίνετε σε θερμοκρασία άνω των 60°C.

Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τροφοδοτικό AC/DC
παγκοσμίου χρήσης του FreeStyle στη μονάδα FreeStyleπροτού η μονάδα μπορέσει να λειτουργήσει για πρώτη φοράμε μπαταρία. Ο προμηθευτής του εξοπλισμού σας μπορεί ναέχει εκτελέσει ήδη αυτό το βήμα για εσάς.

EL-22

MN131-1 F

FreeStyle™

ELΚάθε φορά που ενεργοποιείται η μονάδα FreeStyle,πραγματοποιεί κύκλους αυτόματης εκκίνησης για περίπου επτάλεπτά. Σε αυτό το διάστημα, διατηρεί μια σταθερή ταχύτητα
ανεξάρτητα από τη ρύθμιση. Μετά από αυτό το διάστημα, είναι
φυσιολογικό να ακούτε μια αλλαγή στην ταχύτητα στις ρυθμίσεις 1και 2. Αυτή η διαφοροποίηση στον ήχο αντιπροσωπεύει τιςδιαφορές στην παραγωγή οξυγόνου της μονάδας σε κάθερύθμιση.

Τροφοδοσία ρεύματοςΗ μονάδα FreeStyle μπορεί να τροφοδοτηθεί με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους –με την εσωτερική μπαταρία, ένα τροφοδοτικό AC/DC παγκοσμίου χρήσης καιμια προαιρετική μπαταρία AirBelt σε συνδυασμό με την εσωτερική μπαταρία
της μονάδας.
1.

2.

3.

Εσωτερική μπαταρία: Κάθε μονάδα FreeStyle περιλαμβάνει μια
επαναφορτιζόμενη εσωτερική μπαταρία. Όταν είναι πλήρως φορτισμένη,παρέχει ρεύμα στη μονάδα FreeStyle έως και για 3 ½ ώρες. Ότανμειώνεται η ισχύς της μπαταρίας ακούγεται ένας ηχητικός συναγερμός. Οσυναγερμός περιγράφεται στην ενότητα "Συναγερμοί/φωτεινές ενδείξεις"του παρόντος εγχειριδίου.
Φόρτιση μπαταρίας: Για να φορτίσετε την εσωτερική μπαταρία,συνδέστε τη μονάδα FreeStyle είτε με το τροφοδοτικό AC/DC
παγκοσμίου χρήσης και μια πρίζα AC 100-240 volt, 50/60 Hz, είτε σε μιαυποδοχή DC σε ένα αυτοκίνητο (ή σκάφος, τροχόσπιτο κ.λπ.). Μιααποφορτισμένη μπαταρία χρειάζεται περίπου 3½ ώρες για να φορτιστεί
πλήρως. Συνιστάται να επαναφορτίζετε την μπαταρία ακόμα κι αν δεν έχειαδειάσει τελείως, όσο το δυνατόν πιο συχνά.
Τροφοδοτικό AC/DC παγκοσμίου χρήσης: Ένα τροφοδοτικό AC/DC
παγκοσμίου χρήσης επιτρέπει τη σύνδεση της μονάδας FreeStyle σεπρίζα 100
‑240
volt, 50/60 Hz. Το τροφοδοτικό μετατρέπει τοεναλλασσόμενο ρεύμα (AC) 100-240 Volt σε συνεχές ρεύμα (DC) για τημονάδα FreeStyle. Όταν η μονάδα FreeStyle λειτουργεί με τοτροφοδοτικό AC/DC παγκοσμίου χρήσης, το ρεύμα από την πρίζα ACτροφοδοτεί τη μονάδα και επαναφορτίζει ταυτόχρονα την μπαταρία τηςσυσκευής FreeStyle.
Προαιρετικό εξάρτημα AirBelt (ζώνη εξωτερικής μπαταρίας):Η μονάδα FreeStyle μπορεί επίσης να τροφοδοτηθεί με ρεύμα από μιαζώνη εξωτερικής μπαταρίας. Αυτή η ζώνη μπορεί να φορεθεί στη μέσηκαι όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια πλήρως φορτισμένη
εσωτερική μπαταρία, τροφοδοτεί τη μονάδα FreeStyle με ρεύμα για έως10 ώρες. Η ζώνη συνδέεται με την είσοδο ρεύματος της μονάδας

MN131-1 F

EL-23

EL

FreeStyle™

FreeStyle και μπορεί να επαναφορτιστεί αν τη συνδέσετε με το δικό τηςτροφοδοτικό AC.
Όταν χρησιμοποιείτε το εξάρτημα AirBelt με πλήρως φορτισμένη
εσωτερική μπαταρία, η εσωτερική μπαταρία της μονάδας FreeStyle θααδειάσει πριν από την μπαταρία του AirBelt. Το εξάρτημα AirBelt πρέπει
να συνδεθεί στη μονάδα FreeStyle προτού αδειάσει η εσωτερική
μπαταρία της μονάδας FreeStyle. Παρακολουθήστε τη μονάδα FreeStyle
και συνδέστε το εξάρτημα AirBelt προτού το φορτίο της εσωτερικής
μπαταρίας μειωθεί στο 25% ή λιγότερο.
Εάν η εσωτερική μπαταρία αδειάσει τελείως και διακοπεί
η λειτουργία της μονάδας FreeStyle, η μονάδα δεν μπορεί ναεπανεκκινηθεί με χρήση του εξαρτήματος AirBelt. Εάν συμβεί
κάτι τέτοιο, συνδέστε τη μονάδα FreeStyle στο τροφοδοτικό
AC/DC παγκοσμίου χρήσης για μικρό χρονικό διάστημαπροκειμένου να εξασφαλίσετε επαρκή ισχύ εσωτερικής
μπαταρίας για εκκίνηση της μονάδας. Στη συνέχεια μπορείτε
να συνδέσετε το εξάρτημα AirBelt για πρόσθετο χρόνο
λειτουργίας.

Τροφοδοτικό AC/DC παγκοσμίου χρήσης FreeStyle™
(οδηγίες χρήσης)Συνδέσεις για αφαιρούμενο
καλώδιο τροφοδοσίας ACή DCΣυνδέεται στη μονάδα
FreeStyleΕικόνα 13Το νέο τροφοδοτικό παγκοσμίου χρήσης της AirSep για το φορητό συμπυκνωτή
οξυγόνου (POC) FreeStyle είναι ένα εξάρτημα όλα σε ένα με το οποίο θα έχετε
πάντα πλήρη ισχύ, ενώ παράλληλα θα έχετε μικρότερο βάρος κατά τιςμετακινήσεις σας – όπου και αν πάτε. Το τροφοδοτικό παγκοσμίου χρήσης
(κωδικός είδους PW022) που περιγράφεται σε αυτό το ένθετο, σάς επιτρέπει ναEL-24MN131-1 F

FreeStyle™

ELχρησιμοποιείτε τη μονάδα ενώ φορτίζεται η εσωτερική της μπαταρία – όλα απόένα στοιχείο – είτε οδηγείτε πηγαίνοντας προς το σούπερ μάρκετ, είτε κατά τηδιάρκεια της πτήσης των διακοπών σας είτε ενώ χαλαρώνετε στο σπίτι ενός φίλου.
Αυτό το τροφοδοτικό παγκοσμίου χρήσης αντικαθιστά τα δύο ξεχωριστά
τροφοδοτικά ισχύος AC και DC που συνόδευαν παλαιότερα τη μονάδα FreeStyleκαι τα οποία περιγράφονται στο εγχειρίδιο ασθενούς.
Το κιτ τροφοδοτικού διατίθεται πλήρες με τρία βασικά αξεσουάρ, τα οποία
περιγράφονται παρακάτω:• τροφοδοτικό παγκοσμίου χρήσης (PW017-1), το οποίο λειτουργεί μερεύμα AC στα 120-240 Volt και με πολλαπλές πηγές ρεύματος DC, όπουσυμπεριλαμβάνεται η τροφοδοσία σε αυτοκίνητο και αεροπλάνο
• αφαιρούμενο καλώδιο τροφοδοσίας AC
CD023-2 Για ΗΠΑCD017-2 Για Ευρώπη, εξαρτάται από την τοποθεσία χρήσης
CD025-1 Για Αυστραλία ή
CD017-4 ΗΒ• αφαιρούμενο καλώδιο τροφοδοσίας DC, το οποίο διαθέτει ενσωματωμένοτο βύσμα για υποδοχές τύπου αυτοκινήτου και το βύσμα 4 ακίδων
σχήματος D για υποδοχές τύπου EmPower®, που χρησιμοποιούνται
συνήθως σε αεροπλάνα (CD034-1).
Σημείωση: Η πλήρως αποφορτισμένη εσωτερική μπαταρία της μονάδας
FreeStyle επαναφορτίζεται πλήρως σε περίπου 3½ ώρες, είτε η μονάδα
τροφοδοτείται με ρεύμα AC είτε με ρεύμα DC.
Ξεκινήστε με το τροφοδοτικό AC/DC παγκοσμίου χρήσης και τη σύνδεση
της μονάδας FreeStyleΓια όλες τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω, συνιστάται να συνδέσετε
πρώτα το τροφοδοτικό παγκοσμίου χρήσης στην υποδοχή εισόδου του FreeStyle
POC, όπως φαίνεται στην Εικόνα 14. Βεβαιωθείτε ότι το συνδέετε σωστά τημονάδα ευθυγραμμίζοντας την οπή της τσάντας μεταφοράς με την υποδοχή
εισόδου της μονάδας FreeStyle, ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής σύνδεση και τοκαλώδιο να εφαρμόσει σωστά στην υποδοχή του.
Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό ισχύος από το FreeStyle POC, φροντίζετε ναπιέζετε προς τα κάτω την προεξοχή κοντά στο άκρο του καλωδίου για σωστή
αποσύνδεση της μονάδας και αφαίρεση του καλωδίου.

MN131-1 F

EL-25

EL

FreeStyle™

Εικόνα 14Χρήση με ρεύμα AC
1.
2.
3.
4.

Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό σας έχει συνδεθεί σωστά στην υποδοχή
εισόδου του FreeStyle, όπως φαίνεται στην Εικόνα 14.
Συνδέστε το κατάλληλο άκρο του ηλεκτρικού καλωδίου AC στην υποδοχή
AC χωρίς σήμανση στο τροφοδοτικό ισχύος, όπως φαίνεται στην Εικόνα 15.
Συνδέστε το άλλο άκρο του ηλεκτρικού καλωδίου AC στην πρίζα τοίχου
ή σε άλλη κατάλληλη ηλεκτρική πρίζα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 16.
Για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα POC, πατήστε τα κουμπιά ρύθμισης [1],[2] ή [3] του FreeStyle στην επάνω πλευρά της μονάδας, όπως ορίζεται απότον ιατρό σας.
Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα, πατήστε το κουμπί ρύθμισης πουαντιστοιχεί στην ένδειξη LED που ανάβει πάνω από αυτό.

Εικόνα 15

EL-26

MN131-1 F

FreeStyle™

ELΕικόνα 16Χρήση με ρεύμα DC (σε αυτοκίνητα, μηχανοκίνητα
σκάφη κ.λπ.)Προσοχή: Κατά τη χρήση της μονάδας FreeStyle με το τροφοδοτικό ισχύος
παγκοσμίου χρήσης σε αυτοκίνητο, σκάφος ή άλλο μηχανοκίνητο όχημα, ναβεβαιώνεστε ότι το όχημα έχει ξεκινήσει και λειτουργεί πριν ενεργοποιήσετε καιχρησιμοποιήσετε τη μονάδα FreeStyle. Εάν δεν ανάψει η φωτεινή ένδειξη τουτροφοδοτικού και απαιτείται εκ νέου ρύθμιση, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό απότην υποδοχή DC του μηχανοκίνητου οχήματος, σβήστε και ανάψτε ξανά τη μηχανή
και έπειτα συνδέστε ξανά το τροφοδοτικό στην υποδοχή DC.
1.
Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό σας έχει συνδεθεί σωστά στην υποδοχή
εισόδου του FreeStyle, όπως φαίνεται στην Εικόνα 14.
2.
Συνδέστε το κατάλληλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας DC στην υποδοχήπου είναι σημασμένη ως ACCESSORY DC IN στο τροφοδοτικό ισχύος,όπως φαίνεται στην Εικόνα 17.
3.
Ανάψτε τη μηχανή.
4.
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας DC στην υποδοχή DC, όπως φαίνεταιστην Εικόνα 18.
5.
Για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα POC, πατήστε τα κουμπιά ρύθμισης [1],[2] ή [3] του FreeStyle στην επάνω πλευρά της μονάδας, όπως ορίζεται απότον ιατρό σας. Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα, πατήστε το κουμπί
ρύθμισης που αντιστοιχεί στην ένδειξη LED που ανάβει πάνω από αυτό.

Εικόνα 17

MN131-1 F

EL-27

EL

FreeStyle™

Εικόνα 18Χρήση με τροφοδοσία από αεροπλάνο σε θέση επιβάτη
(με διαμόρφωση σύνδεσης 4 ακίδων)Χρήση με τροφοδοσία από αεροπλάνο σε θέση επιβάτη (Εικόνα 2)(με διαμόρφωση σύνδεσης 4 ακίδων)Η εγκεκριμένη από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) μονάδα FreeStyle της AirSepσάς παρέχει δυνατότητα χρήσης αυτού του POC μέσα στοαεροσκάφος στις περισσότερες εμπορικές πτήσεις ανά τονκόσμο. Κάθε αεροπορική εταιρεία ορίζει τη δική της πολιτική
για τη χρήση συσκευών POC εγκεκριμένων από την FAA,καθώς και τις απαιτήσεις για τη δυνατότητα τροφοδοσίας τηςμονάδας σας μέσα στο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια τηςπτήσης, και τη διαθεσιμότητα αυτής της δυνατότητας. Οιθέσεις επιβάτη των αεροσκαφών μπορεί να είναι
εξοπλισμένες με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες πηγές
τροφοδοσίας: μια υποδοχή τροφοδοσίας AC, μια υποδοχή
τροφοδοσίας DC παρόμοια με την τυπική υποδοχή ενόςαυτοκινήτου ή μια υποδοχή τροφοδοσίας DC με διαμόρφωση
4 ακίδων.
Εάν η αεροπορική εταιρεία με την οποία ταξιδεύετε σάς επιτρέπει τη σύνδεση τηςμονάδας POC σε κάποια θέση εξοπλισμένη με διαμόρφωση σύνδεσης
τροφοδοσίας DC 4 ακίδων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:1.
Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό σας έχει συνδεθεί σωστά στην υποδοχή
εισόδου του FreeStyle, όπως φαίνεται στην Εικόνα 14.
2.
Συνδέστε το κατάλληλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας DC στην υποδοχήACCESSORY DC IN στο τροφοδοτικό ισχύος, όπως φαίνεται στην Εικόνα
19.
3.
Αφαιρέστε το άκρο του βύσματος DC πιέζοντας την προεξοχή για ναεμφανιστεί το βύσμα 4 ακίδων, όπως φαίνεται στην Εικόνα 20.
4.
Τοποθετήστε το βύσμα 4 ακίδων στην υποδοχή DC που ενδεχομένως
υπάρχει στη θέση επιβάτη σας.
EL-28

MN131-1 F

FreeStyle™

5.

ELΓια να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα POC, πατήστε τα κουμπιά ρύθμισης [1],[2] ή [3] του FreeStyle στην επάνω πλευρά της μονάδας, όπως ορίζεται απότον ιατρό σας. Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα, πατήστε το κουμπί
ρύθμισης που αντιστοιχεί στην ένδειξη LED που ανάβει πάνω από αυτό.

Εικόνα 19Εικόνα 20Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τροφοδοτικό παγκοσμίου χρήσης τουFreeStyle ή οποιαδήποτε αξεσουάρ προϊόντος AirSep, επικοινωνήστε με τοντοπικό προμηθευτή εξοπλισμού.

ΦίλτραΟ αέρας εισέρχεται στη μονάδα FreeStyle μέσω ενός φίλτρου εισόδου αέρα πουβρίσκεται κάτω από το κάλυμμα της συσκευής, στο κάτω μέρος της μπροστινής
πλευράς του συμπυκνωτή οξυγόνου. (Δείτε Εικόνες 21 και 22). Το φίλτρο αυτόαποτρέπει την είσοδο σκόνης και άλλων μεγάλων σωματιδίων που βρίσκονταιστον αέρα. Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα FreeStyle, βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο
αυτό είναι καθαρό και τοποθετημένο σωστά.
MN131-1 F

EL-29

EL

FreeStyle™

Εικόνα 21: Αφαίρεση του καλύμματοςφίλτρου εισόδου αέραΕικόνα 22: Αφαίρεση του φίλτρου απότο κάλυμμα φίλτρουΜη χρησιμοποιείτε τη μονάδα FreeStyle χωρίς τοποθετημένο
φίλτρο εισόδου αέρα. Εάν παρέχεται και δεύτερο φίλτρο,τοποθετήστε το φίλτρο αντικατάστασης πριν καθαρίσετε τοακάθαρτο φίλτρο.

Χρησιμοποιήστε μόνο το εξάρτημα AirSep με κωδικό είδους
FI144-1 ως φίλτρο εισόδου αέρα αυτής της μονάδας.

EL-30

MN131-1 F

FreeStyle™

ELΡύθμιση του επιλογέα ροήςΗ μονάδα FreeStyle διαθέτει τρεις ρυθμίσεις παλμικής ροής: [1], [2] και [3], καιπαρέχει ροή ισοδύναμη με 1-3 LPM οξυγόνου. Σηκώστε το κάλυμμα στοπληκτρολόγιο της μονάδας και πατήστε το κουμπί 1], [2] ή [3] που αντιστοιχεί στορυθμό ροής οξυγόνου που έχει συστηθεί από τον ιατρό σας. (Δείτε Εικόνες 23 και24).

Εικόνα 23: Ανασήκωμα του καλύμματος στο πληκτρολόγιο

Εικόνα 24: Πάτημα κουμπιού επιλογής ροής

MN131-1 F

EL-31

EL

FreeStyle™

Είναι πολύ σημαντικό να επιλέγετε μόνο το συνιστώμενο
επίπεδο οξυγόνου. Αλλάξτε την επιλογή της παλμικής ροήςμόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού σας.

Συναγερμοί/φωτεινές ενδείξεις
Όταν η μονάδα FreeStyle ανιχνεύει εισπνοή, παρέχεται μέσω του ρινικού σωλήνα
ένας παλμός οξυγόνου. Κάθε φορά που ανιχνεύεται αναπνοή, αναβοσβήνει ηπράσινη φωτεινή ένδειξη πάνω από την επιλεγμένη ρύθμιση παλμικής ροής.
Εκτός αυτού, όταν η μονάδα λειτουργεί και ταυτόχρονα φορτίζεται μέσω τουτροφοδοτικού AC/DC παγκοσμίου χρήσης, ο μετρητής/οι φωτεινές ενδείξεις
μπαταρίας της μονάδας FreeStyle εμφανίζουν το επίπεδο φορτίου της μπαταρίας
και παραμένουν αναμμένες για περίπου μία ώρα μετά την πλήρη φόρτιση.
Εάν η μονάδα FreeStyle έχει χαμηλή μπαταρία, αν αποσυνδεθεί ο ρινικός
σωλήνας ή αν η απόδοση της μονάδας είναι εκτός των προδιαγραφών,ενεργοποιείται ένας ηχητικός συναγερμός. Οι συνθήκες για τις φωτεινές ενδείξεις
και τους ηχητικούς συναγερμούς εξηγούνται λεπτομερώς παρακάτω καισυνοψίζονται σε έναν πίνακα σε μετέπειτα ενότητα του εγχειριδίου.
Σε περίπτωση συναγερμού ή εάν παρατηρήσετε ότι η μονάδα
FreeStyle δεν λειτουργεί σωστά, συμβουλευθείτε την ενότητα
"Αντιμετώπιση προβλημάτων" αυτού του εγχειριδίου. Εάν δεν
μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, συμβουλευτείτε τονπρομηθευτή του εξοπλισμού.

Εάν νιώσετε δυσφορία ή εάν υπάρχει έκτακτη ιατρική ανάγκη,ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

EL-32

MN131-1 F

FreeStyle™

ELo Εκκίνηση
Ένας σύντομος συναγερμός ηχεί κατά την εκκίνηση λειτουργίας.
Η μονάδα FreeStyle αρχίζει να λειτουργεί όταν σταματήσει ο συναγερμός.
o Χαμηλή τάση μπαταρίας
Καθώς η ισχύς της μπαταρίας μειώνεται σημαντικά, ηχεί ένας σύντομος
διακεκομμένος συναγερμός και αναβοσβήνει περιοδικά ο κίτρινος
μετρητής/ένδειξη μπαταρίας 25% (Εικόνα 11). Εάν συμβεί αυτό,συνδέστε τη μονάδα FreeStyle σε μια υποδοχή DC ή σε μια πρίζα ACή χρησιμοποιήστε άλλη πηγή οξυγόνου εντός δύο λεπτών. Ότανη μονάδα FreeStyle είναι συνδεδεμένη σε μια υποδοχή DC ή σε μια πρίζα
AC, η μονάδα λειτουργεί ενώ ταυτόχρονα επαναφορτίζει την μπαταρία
της. Το επίπεδο φορτίου της μπαταρίας υποδεικνύεται από το μετρητή/τιςφωτεινές ενδείξεις της μπαταρίας.
o Αποσύνδεση ρινικού σωλήνα
Όταν η μονάδα FreeStyle λειτουργεί αλλά δεν ανιχνεύει αναπνοή, ηχείένας συνεχής συναγερμός και ανάβει η φωτεινή ένδειξη συναγερμού μετάαπό 15 λεπτά. Εάν συμβεί αυτό, ελέγξτε τη σύνδεση από τον ρινικό
σωλήνα προς τη μονάδα FreeStyle, βεβαιωθείτε ότι ο ρινικός σωλήνας
είναι τοποθετημένος σωστά στο πρόσωπό σας και ότι αναπνέετε από τημύτη σας. (Ο ιατρός σας ενδέχεται να σας συστήσει τη χρήση ενός ιμάντα
για το πηγούνι, αν απαιτείται.) Εάν ο συναγερμός συνεχίσει να ηχεί,χρησιμοποιήστε άλλη διαθέσιμη πηγή οξυγόνου και επικοινωνήστε με τονπρομηθευτή του εξοπλισμού.
o Υπέρβαση ορίου απόδοσης συσκευής FreeStyleΕάν ο ρυθμός αναπνοής σας υπερβαίνει την απόδοση της μονάδας
FreeStyle, ηχεί ένας σύντομος συναγερμός κάθε ½ δευτερόλεπτο καιαναβοσβήνει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη συναγερμού. Εάν συμβεί αυτό, ησυμπύκνωση του οξυγόνου που παρέχει η μονάδα FreeStyle βρίσκεται
εκτός των προδιαγραφών της μονάδας. Θα πρέπει να μειώσετε τησωματική
δραστηριότητα,ναδιαγράψετετονσυναγερμό
απενεργοποιώντας τη μονάδα και ενεργοποιώντας την ξανά, και έπειτα,εάν απαιτείται, να χρησιμοποιήσετε άλλη διαθέσιμη πηγή οξυγόνου καινα επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή του εξοπλισμού.
o Γενική δυσλειτουργία
Σε περίπτωση που η μονάδα FreeStyle παρουσιάσει γενική
δυσλειτουργία, ηχεί ένας σύντομος συναγερμός κάθε ½ δευτερόλεπτο καιη φωτεινή ένδειξη συναγερμού γίνεται σταθερά κόκκινη. Εάν συμβεί αυτό,η συμπύκνωση οξυγόνου που επιτυγχάνει η μονάδα FreeStyle δενπληροί τις προδιαγραφές της μονάδας. Χρησιμοποιήστε άλλη διαθέσιμη
πηγή οξυγόνου και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του εξοπλισμού.

MN131-1 F

EL-33

EL

FreeStyle™

Αυτή η μονάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για υποστήριξη
ζωτικών λειτουργιών. Ηλικιωμένοι, παιδιά ή άλλοι ασθενείςπου δεν μπορούν να εκφράσουν τυχόν δυσφορία κατά τηχρήση της μονάδας ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετη
παρακολούθηση. Ασθενείς με προβλήματα ακοής ή/καιόρασης ίσως χρειάζονται βοήθεια για την παρακολούθηση τωνσυναγερμών.

Απόκριση στους συναγερμούς/στις φωτεινές ενδείξεις τηςμονάδας FreeStyleΚατάστασηΗχητικός
συναγερμός

Φωτεινή
ένδειξηΕπεξήγησηΕνέργειαΈνδειξηΣύντομος,συνεχής, κατάτην έναρξη τηςλειτουργίας

(Πράσινη)Η μονάδα
παλμός, ανάβει FreeStyle έχεισταθερά
ενεργοποιηθεί

ΈνδειξηΌχι(Πράσινη)παλμός,αναβοσβήνειΗ μονάδα
Συνεχίστε τη χρήση
FreeStyle χορηγεί της μονάδας FreeStyleοξυγόνο μεκανονικά.
παλμική ροή.

ΈνδειξηΌχιΈνδειξηεπιπέδουΕπίπεδο φορτίου Φορτίστε όπωςμπαταρίας.
υποδεικνύεται.

ΈνδειξηΌχι(Κίτρινη)ανάβει
σταθερά

Απαιτείται
επισκευή.

EL-34

Μπορείτε να αρχίσετε
να χρησιμοποιείτε τημονάδα FreeStyle.

Επιστρέψτε τη μονάδα
στον προμηθευτή
εξοπλισμού γιαέλεγχο/επισκευή.

MN131-1 F

FreeStyle™

ΚατάστασηELΗχητικός
συναγερμός

Φωτεινή
ένδειξηΕπεξήγησηΕνέργειαΣυναγερμός

Συνεχής:Μπιπ(Κόκκινη)συναγερμός,ανάβει
σταθερά

Δεν ανιχνεύθηκε
αναπνοή εντόςτουπροκαθορισμένου
χρονικού
διαστήματος.

Ελέγξτε τη σύνδεσητου ρινικού σωλήνα.
Βεβαιωθείτε ότιαναπνέετε από τη μύτησας. Εάν οσυναγερμός δεν
σταματήσει,επικοινωνήστε με τονπρομηθευτή τουεξοπλισμού.

Συναγερμός

Διακεκομμένος:Μπιπ, μπιπ,
μπιπ…

25% (Κίτρινη)
BATT, φωτεινή
ένδειξημπαταρίαςΗ τάση τηςμπαταρίας δενεπαρκεί για τηλειτουργία τηςμονάδας
FreeStyle.

Συνδέστε τη μονάδα
FreeStyle σε μιαυποδοχή DC ή σε μιαπρίζα AC, αμέσως.

Συναγερμός

Γρήγορος,διακεκομμένος:Μπιπ, μπιπ,
μπιπ…

(Κόκκινη)συναγερμός,αναβοσβήνειΟ ρυθμός
αναπνοής
υπερβαίνει τηναπόδοση τηςμονάδας
FreeStyle.

Μειώστε τηδραστηριότητα καιστη συνέχεια
χρησιμοποιήστε εάνχρειάζεται άλληδιαθέσιμη πηγήοξυγόνου.
Επικοινωνήστε με τονπρομηθευτή τουεξοπλισμού.

Συναγερμός

Γρήγορος,διακεκομμένος:Μπιπ, μπιπ,
μπιπ…

(Κόκκινη)συναγερμός,ανάβει
σταθερά

Προέκυψε γενική
δυσλειτουργία τηςμονάδας
FreeStyle.

Απενεργοποιήστετη μονάδα.
Χρησιμοποιήστε άλληπηγή οξυγόνου καιεπικοινωνήστε με τονπρομηθευτή τουεξοπλισμού.

MN131-1 F

EL-35

EL

FreeStyle™

Καθαρισμός, φροντίδα και σωστή συντήρηση
Θάλαμος
Απενεργοποιήστε τη μονάδα FreeStyle και αποσυνδέστε τοκαλώδιο τροφοδοσίας από το FreeStyle πριν καθαρίσετε τοθάλαμο.
Μη χρησιμοποιείτε υγρά απευθείας επάνω στη μονάδα FreeStyleγια να την καθαρίσετε. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή των
πλαστικών μερών, ο κατάλογος των ακατάλληλων χημικών
ουσιών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω: οινόπνευμα
και προϊόντα με βάση το οινόπνευμα, συμπυκνωμένα προϊόντα μεβάση το χλώριο (αιθυλενοχλωρίδιο) και προϊόντα με βάση το λάδι(Pine-Sol ή Lestoil). Τα προϊόντα αυτά ΔΕΝ πρέπει ναχρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του πλαστικού περιβλήματος
της μονάδας FreeStyle, καθώς μπορούν να προκαλέσουν φθοράστο πλαστικό.
Να αντικαθιστάτε περιοδικά τον αναλώσιμο ρινικό σωλήνα μετάαπό κανονική χρήση. Πρόσθετα αναλώσιμα είναι διαθέσιμα απότον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.
Διατηρείτε τη μονάδα FreeStyle καθαρή και χωρίς υγρασία ήσκόνες. Καθαρίζετε το πλαστικό περίβλημα περιοδικά
σκουπίζοντάς το με πανί που δεν αφήνει χνούδι ή με απαλό
καθαριστικό οικιακής χρήσης με υγρό πανί ή σφουγγάρι.
Προσέχετε ιδιαίτερα τη σύνδεση του ρινικού σωλήνα στην έξοδο
οξυγόνου για την αποφυγή σκόνης, νερού και σωματιδίων.

Προκειμένου να αποφύγετε την ακύρωση της εγγύησης πουπαρέχει η AirSep, ακολουθείτε όλες τις οδηγίες του κατασκευαστή.

EL-36

MN131-1 F

FreeStyle™

ELΦίλτρο
Φίλτρο εισόδου αέραΤουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα πρέπει να αφαιρείτε το κάλυμμα από τηνπρόσοψη της συσκευής και να πλένετε το φίλτρο εισόδου αέρα, που βρίσκεταιτοποθετημένο στο εσωτερικό του καλύμματος. Ο προμηθευτής του εξοπλισμού
σας μπορεί να σας συστήσει πιο συχνό καθαρισμό, ανάλογα με τις συνθήκες
χρήσης. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για το σωστό καθαρισμό του φίλτρου
εισόδου αέρα:1.

Αφαιρέστε το φίλτρο από το κάλυμμα φίλτρου αέρα και πλύνετέ το σε ζεστό
διάλυμα με σαπούνι και νερό.

2.

Ξεπλύνετε καλά το φίλτρο και απομακρύνετε το περίσσιο νερό με μιαμαλακιά, απορροφητική πετσέτα. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει στεγνώσει
πριν το επανατοποθετήσετε.

3.

Τοποθετήστε ξανά το στεγνό φίλτρο.
Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα FreeStyle χωρίς τοποθετημένο
φίλτρο εισόδου αέρα. Εάν παρέχεται και δεύτερο φίλτρο,τοποθετήστε το φίλτρο αντικατάστασης πριν καθαρίσετε τοακάθαρτο φίλτρο.

Η AirSep δεν συνιστά την αποστείρωση του εξοπλισμού.

MN131-1 F

EL-37

EL

FreeStyle™

Τσάντα μεταφοράς
Για τον καθαρισμό της τσάντας μεταφοράς και του ιμάντα, βουρτσίστε μόνο μεζεστό σαπουνόνερο (μην βυθίσετε την τσάντα σε υγρό) και αφήστε τα ναστεγνώσουν. Μην βάλετε την τσάντα στο πλυντήριο ή το στεγνωτήριο.

Διπλή ένδειξηΑπαιτείται επισκευή (κίτρινη)Κατάσταση συναγερμού
(κόκκινη)Εικόνα 25: Ένδειξη απαιτούμενουελέγχου/επισκευής

Ένδειξη συναγερμού/επισκευής
Όταν ανάψει η φωτεινή ένδειξη συναγερμού/επισκευής (κίτρινη), σημαίνει ότιπρέπει να παραδώσετε τη μονάδα FreeStyle για έλεγχο/επισκευή στονπρομηθευτή του εξοπλισμού. Μετά από την επισκευή και την επαλήθευση τηςαπόδοσής της από τον προμηθευτή, η φωτεινή ένδειξη συναγερμού/επισκευής θασβήσει.

EL-38

MN131-1 F

FreeStyle™

ELΑξεσουάρ της μονάδας FreeStyleΓια σωστή απόδοση και ασφάλεια, χρησιμοποιείτε μόνο τα αναγραφόμενα
αξεσουάρ που παρέχονται από την AirSep μέσω του προμηθευτή του εξοπλισμού.
Η χρήση αξεσουάρ που δεν αναγράφονται παρακάτω μπορεί να επηρεάσει
αρνητικά την απόδοση ή/και την ασφάλεια του φορητού συμπυκνωτή οξυγόνου
FreeStyle.
Περιγραφή/Κωδικός είδους
Το σετ τσάντας Freestyle περιλαμβάνει τα εξής:περιλαμβάνει:CD034-1

PW022-1, 2,
3ή4MI320-1Τσάντα μεταφοράς εξαρτημάτων

MI283-1Τσάντα μεταφοράς, FreeStyle

MI304-1Λουράκι ώμου, FreeStyle (Αποτελεί μέρος του MI283-1)

Καλώδιο τροφοδοσίας DC (860 mm)
Τροφοδοτικό AC/DC παγκοσμίου χρήσης με φορτιστή
μπαταρίας που συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω καλώδια
τροφοδοσίας ανάλογα με τις απαιτήσεις:
PW022-1 Τροφοδοτικό AC/DC παγκοσμίου χρήσης (1,2 m) με καλώδιο
τροφοδοσίας CD023-2 120 V (2,4 m) καικαλώδιο τροφοδοσίας DC CD034-1 (860 mm)
PW022-2 Τροφοδοτικό AC/DC παγκοσμίου χρήσης (1,2 m) με καλώδιο
τροφοδοσίας CD017-2 (2,5 m) για Ευρώπη καικαλώδιο τροφοδοσίας DC CD034-1 (860 mm)
PW022-3 Τροφοδοτικό AC/DC παγκοσμίου χρήσης (1,2 m) με καλώδιο
τροφοδοσίας CD025-1 250 VAC (2,6 m) για Αυστραλία καικαλώδιο τροφοδοσίας DC CD034-1 (860 mm)
PW022-4 Τροφοδοτικό AC/DC παγκοσμίου χρήσης (1,2 m) με καλώδιο
τροφοδοσίας CD017-4 (2,5 m) για ΗΒ καικαλώδιο τροφοδοσίας DC CD034-1 (860 mm)

MN131-1 F

EL-39

EL

FreeStyle™

Το προαιρετικό εξάρτημα AirBelt περιλαμβάνει τα εξής:AirBelt με τροφοδοτικό που συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω
καλώδια τροφοδοσίας ανάλογα με τις απαιτήσεις:

BT017-1, 2,
3ή4BT017-1

AirBelt με τροφοδοτικό PW008-1 (μήκος καλωδίου
επέκτασης BT017 1,2 m) με καλώδιο τροφοδοσίας CD023-2
120 VAC (2,4 m)

BT017-2

AirBelt με τροφοδοτικό PW008-2 (μήκος καλωδίου
επέκτασης BT017 1,2 m) με καλώδιο τροφοδοσίας CD017-2(2,5 m) για Ευρώπη

BT017-3

AirBelt με τροφοδοτικό PW008-3 (μήκος καλωδίου επέκτασης
BT017 1,2 m) με καλώδιο τροφοδοσίας CD025-1 250 VAC(2,6 m) για Αυστραλία

BT017-4

AirBelt με τροφοδοτικό PW008-4 (μήκος καλωδίου
επέκτασης BT017 1,2 m) με καλώδιο τροφοδοσίας CD017-4(2,5 m) για ΗΒΠρόσθετες ή άλλες επιλογές:MI240-2
MI078-1Σύστημα επέκτασης AirBeltΣύστημα επέκτασης AirBelt, νέα έκδοση βέλκρο

MI284-1Προαιρετική ζώνη ώμου τεσσάρων σημείων για μετατροπήτης παρεχόμενης τσάντας μεταφοράς του FreeStyle σεσακίδιο πλάτης

FI144-1Φίλτρο εισόδου αέραΗ χρήση καλωδίων και προσαρμογέων εκτός τωνκαθορισμένων, με εξαίρεση καλώδια και προσαρμογείς πουδιαθέτει ο κατασκευαστής της ιατρικής ηλεκτρικής συσκευής,ως ανταλλακτικά εσωτερικών εξαρτημάτων, μπορεί ναοδηγήσει σε αυξημένες εκπομπές και μειωμένη ατρωσία τηςμονάδας FreeStyle.

EL-40

MN131-1 F

FreeStyle™

ELΥλικά σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον ασθενή
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Θήκη συμπυκνωτή .................................Valtra/ABS/Πολυστυρένιο
Πίνακας ελέγχου συμπυκνωτή ................Πολυεστέρας EBG7 ήαντίστοιχο
Θύρα πίνακα ελέγχου .............................Πολυανθρακικό
Λαβή συμπυκνωτή .................................Πολυανθρακικό
Έξοδος αερίου, ακροφύσιο .....................Πολυανθρακικό
Ετικέτα μονάδας .....................................LexanΚαλώδια σπιράλ ......................................Πολυουρεθάνη
Σύνδεσμοι καλωδίων
Πολυανθρακικό/βινυλοχλω
ρίδιοΚαλώδιο τροφοδοσίας .............................PVC, μέταλλοΤροφοδοτικό ............................................Lexan 940 (πολυανθρακικό)Μπαταρία ................................................Lexan 945
Ετικέτες μπαταρίας, τροφοδοτικού ..........Μεμβράνη πολυεστέρα
Τσάντα μεταφοράς συμπυκνωτή .............Μικροΐνες από 100%πολυεστέρα με επένδυση PCVΘήκη μεταφοράς μπαταρίας,ζώνη και ιμάντας
Μικροΐνες από 100%πολυεστέρα με επένδυση PVC

Εφεδρική πηγή οξυγόνουΟ προμηθευτής του εξοπλισμού ενδέχεται να σας προτείνει μια εναλλακτική πηγήθεραπείας με συμπληρωματικό οξυγόνο, για την περίπτωση που θα υπάρξει
μηχανική βλάβη ή διακοπή ρεύματος.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Το προϊόν FreeStyle έχει σχεδιαστεί με υψηλή αξιοπιστία και αντοχή για πολλά
χρόνια.
Εάν ο φορητός συμπυκνωτής οξυγόνου FreeStyle δεν λειτουργεί σωστά,ανατρέξετε στο πίνακα που ακολουθεί για πιθανές αιτίες και λύσεις και αναπαιτείται, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή του εξοπλισμού.
Μην επιχειρήσετε να εκτελέσετε καμία εργασία συντήρησης
εκτός από τις πιθανές λύσεις προβλημάτων που παρατίθενται
παρακάτω.

MN131-1 F

EL-41

EL

FreeStyle™

ΠρόβλημαΠιθανή αιτίαΛύσηΗ μονάδα FreeStyle δενλειτουργεί όταν πατιέταιένα κουμπί επιλογής
παλμικής ροής.

Η μπαταρία είναι
αποφορτισμένη.

Συνδέστε τη μονάδα σεμια υποδοχή DC ή σε μιαπρίζα AC.

Ηχεί ένας συνεχής
συναγερμός και η(κόκκινη) φωτεινή
ένδειξη συναγερμού
ανάβει σταθερά.

Η μονάδα FreeStyleδεν έχει ανιχνεύσει
αναπνοή τα τελευταία
15 λεπτά.

Δυσλειτουργία.

Επικοινωνήστε με τονπρομηθευτή τουεξοπλισμού καιχρησιμοποιήστε, ανχρειάζεται, άλλη πηγήοξυγόνου.
Ελέγξτε τη σύνδεση τουρινικού σωλήνα.
Βεβαιωθείτε ότι ησωλήνωση του ρινικού
σωλήνα δεν είναι
στρεβλωμένη.
Βεβαιωθείτε ότι ο ρινικός
σωλήνας είναι
τοποθετημένος σωστά
και ότι αναπνέετε από τημύτη. Σε περίπτωση
αναπνοής από το στόμα,ο ιατρός σας ενδέχεται νασυστήσει τη χρήση ενόςιμάντα για το πηγούνι.

Ηχεί ένας
διακεκομμένος
συναγερμός καιαναβοσβήνει η (κίτρινη)φωτεινή ένδειξη BATT.

Η μπαταρία χρειάζεται
φόρτιση.

Συνδέστε τη συσκευή σεμια υποδοχή DC ή πρίζα
AC εντός 2 λεπτώνή συνδέστε τη στοπροαιρετικό εξάρτημα
AirBelt.

Ηχεί ένας γρήγοροςσυναγερμός,αναβοσβήνει η (κίτρινη)φωτεινή ένδειξη BATTκαι η μονάδα FreeStyleαπενεργοποιείται.

Η τάση της μπαταρίας
δεν επαρκεί για τηλειτουργία τηςμονάδας FreeStyle.

Συνδέστε αμέσως τημονάδα σε μια υποδοχή
DC ή μια πρίζα AC.

EL-42

MN131-1 F

FreeStyle™

ELΗχεί ένας
διακεκομμένος
συναγερμός καιαναβοσβήνει η(κόκκινη) φωτεινή
ένδειξη συναγερμού.

Ο ρυθμός αναπνοής
υπερβαίνει τηναπόδοση της μονάδας
FreeStyle.

Μειώστε τηδραστηριότητα καιστη συνέχεια
απενεργοποιήστετη μονάδα καιενεργοποιήστε τηνξανά για επαναρύθμιση.
Εάν χρειάζεται,χρησιμοποιήστε άλληδιαθέσιμη πηγήοξυγόνου καιεπικοινωνήστε με τονπρομηθευτή τουεξοπλισμού.

Ηχεί ένας
διακεκομμένος
συναγερμός και ανάβει
σταθερά η (κόκκινη)φωτεινή ένδειξησυναγερμού.

Προέκυψε γενική
δυσλειτουργία.

Χρησιμοποιήστε άλληδιαθέσιμη πηγήοξυγόνου καιεπικοινωνήστε με τονπρομηθευτή τουεξοπλισμού.

Η μονάδα δεν τίθεται
σε λειτουργία από τηνμπαταρία.

Η μονάδα ενδέχεται ναέχει αναπτύξει υψηλή
ή χαμηλή θερμοκρασία
επειδή την αφήσατε σεεξωτερικό χώρο, όπωςγια παράδειγμα στοαυτοκίνητο.

Αφήστε τη μονάδα ναεπανέλθει σε κανονική
θερμοκρασία
λειτουργίας, κάτι πουίσως χρειαστεί αρκετά
λεπτά εάν έχει εκτεθεί σεακραίες θερμοκρασίες.
Συνδέστε προσωρινά τοτροφοδοτικό AC/DC
παγκοσμίου χρήσης στηνυποδοχή ρεύματος τηςσυσκευής και στην πηγήρεύματος, όπωςαπαιτείται, για ναεπαναρυθμίσετε τηνεσωτερική μπαταρία τηςμονάδας.

MN131-1 F

EL-43

EL

FreeStyle™

Καθυστέρηση στηνεπαναφόρτιση τηςεσωτερικής μπαταρίας.

Η εσωτερική μπαταρία
υπερβαίνει τηθερμοκρασία
φόρτισης.

Μπορείτε ναχρησιμοποιήσετε τημονάδα, αλλά η φόρτιση
ενδέχεται να μηνσυνεχιστεί έως ότουμειωθεί η θερμοκρασία
της μπαταρίας. (Δείτε τιςσημειώσεις στη σελίδα
9.)Ηχεί συναγερμός ότανη μονάδα συνδεθεί
σε υποδοχή DCαυτοκινήτου.

Δεν παρέχεται ρεύμαστη μονάδα αν ημπαταρία είναι άδεια,και δεν φορτίζεται απότην υποδοχή DC.

Αποσυνδέστε τοτροφοδοτικό AC/DC
παγκοσμίου χρήσης απότην υποδοχή τουαυτοκινήτου, σβήστε τημηχανή του αυτοκινήτου
και ανάψτε την ξανά. Στησυνέχεια συνδέστε ξανάτο τροφοδοτικό στηνυποδοχή DC τουαυτοκινήτου για ναεπαναρυθμίσετε τηνασφάλεια τουτροφοδοτικού DC.

Λοιπά προβλήματα.

EL-44Χρησιμοποιήστε άλληδιαθέσιμη πηγήοξυγόνου καιεπικοινωνήστε με τονπρομηθευτή τουεξοπλισμού.

MN131-1 F

FreeStyle™

ELΠροδιαγραφές συσκευής FreeStyleΣυμπύκνωση
οξυγόνου:*Ρυθμίσεις παλμού 1-3, ισοδυναμούν με συνεχή ροή 90% οξυγόνου
+5,5 / -3%
Ρυθμίσεις παλμικής ροής: 1, 2 & 3 LPM (ισοδύναμο με συνεχή ροή)Ρυθμίσεις 1 έως 3 ±10%Διαστάσεις:

21,8 cm ύψος x 15,5 cm πλάτος x 9,1 cm βάθος

Βάρος:

2,0 kg, 0,8 kg το προαιρετικό AirBeltΤροφοδοσία:Τροφοδοτικό AC/DC παγκοσμίου χρήσης
(100-240 VAC 1,75 A Μέγ. 50/60 Hz)(11-16 VDC 8,0 A Μέγ.)Διάρκειαμπαταρίας
(επαναφορτιζόμενη
μπαταρία λιθίου)3 LPM – 2 ώρες, 2 LPM – 2,5 ώρες, 1 LPM – 3,5 ώρεςΠροαιρετικό εξάρτημα AirBelt όταν συνδυάζεται με την εσωτερική
μπαταρία:3 LPM – 5 ώρες, 2 LPM – 6 ώρες, 1 LPM – 10 ώρεςΧρόνος
επαναφόρτισης
μπαταρίας:3,5 ώρες, προαιρετικό AirBelt: 3 ώρεςΧρόνος
προθέρμανσης:2 λεπτά

Κύκλος ζωήςμπαταρίας:Περίπου 300 κύκλοι, και έπειτα φορτίο 80% ή μικρότερο.

Ηχητικοί
συναγερμοί καιοπτικές ενδείξεις
παλμού:Εκκίνηση – ηχητική και οπτική ένδειξη (ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία),Παλμική ροή – οπτική ένδειξη (ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία),Κατάσταση μπαταρίας – επίπεδο μπαταρίας (ΠΡΑΣΙΝΕΣ λυχνίες),Αποσύνδεση ρινικού σωλήνα – ηχητική και οπτική ένδειξη(ΚΟΚΚΙΝΗ λυχνία συναγερμού),Υπέρβαση συστήματος – ηχητική και οπτική ένδειξη (ΚΟΚΚΙΝΕΣ
λυχνίες προειδοποίησης και συναγερμού),Υψηλή και χαμηλή πίεση – ηχητική και οπτική ένδειξη (ΚΟΚΚΙΝΗ
λυχνία συναγερμού),Απαιτείται επισκευή: οπτική ένδειξη (ΚΙΤΡΙΝΗ λυχνία συναγερμού)Ήχος:

38 dBA στη ρύθμιση 1: 41 dBA στη ρύθμιση 2: 44 dBA στη ρύθμιση 3**Εύρος
θερμοκρασίας:Θερμοκρασία λειτουργίας:5°C έως 40°C[Σχετική υγρασία έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)]Θερμοκρασία αποθήκευσης:-20°C έως 60°C**Μέγιστο υψόμετρολειτουργίας:έως 3.657,6 m (483 mmHg) Τα μεγαλύτερα υψόμετρα ενδέχεται ναεπηρεάσουν την απόδοση

*Με βάση ατμοσφαιρική πίεση 14,7 psi (101 kPa) στους 21°C**Η λειτουργία εκτός αυτών των προδιαγραφών λειτουργίας μπορεί να περιορίσει τηνικανότητα του συμπυκνωτή να πληροί τις προδιαγραφές συμπύκνωσης οξυγόνου σευψηλότερους ρυθμούς ροής.

MN131-1 F

EL-45

EL

FreeStyle™

Προδιαγραφές (συνέχεια)Ο ιατρικός εξοπλισμός απαιτεί ειδικές προφυλάξεις σχετικά με την ΗΜΣ και πρέπει
να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με τις πληροφορίες ΗΜΣ πουπαρέχονται σε αυτή την ενότητα.
Κατευθυντήριες οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή ± ηλεκτρομαγνητική
ατρωσίαΗ μονάδα FreeStyle προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται παρακάτω.
Ο αγοραστής ή ο χρήστης του FreeStyle θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η μονάδα χρησιμοποιείται σε αυτού τουείδους το περιβάλλον.

Δοκιμή
ΑΤΡΩΣΙΑΣΕπίπεδο δοκιμής
κατά IEC 60601

Επίπεδοσυμμόρφωσης

Ηλεκτροστατική
εκφόρτιση (ΗΣΕ)± 6 kV μέσω επαφής

± 6 kV μέσω επαφής

IEC 61000-4-2± 8 kV μέσω αέρα± 8 kV μέσω αέραΤαχεία ηλεκτρική
μετάβαση/ριπή

± 2 kV για γραμμές
τροφοδοσίας

± 2 kV για γραμμές
τροφοδοσίας

IEC 61000-4-4± 1 kV για γραμμές
εισόδου/εξόδου

Δεν εφαρμόζεται

Υπέρταση± 1 kV μεταξύ
γραμμών

± 1 kV μεταξύ
γραμμών

IEC 61000-4-5± 2 kV μεταξύ γραμμής
και γείωσης

± 2 kV μεταξύ
γραμμής και γείωσης

Βυθίσεις τάσης,σύντομες διακοπές
και διακυμάνσεις
τάσης τροφοδοσίας.

<5% UT(>95 % βύθιση στη UT)για 0,5 κύκλο

<5% UT(>95 % βύθιση στη UT)για 0,5 κύκλο

IEC 61000-4-11

40 % UT(60 % βύθιση στη UT)για 5 κύκλους

40 % UT(60 % βύθιση στη UT)για 5 κύκλους

70% UT(>30 % βύθιση στη UT)για 25 κύκλους

70% UT(30 % βύθιση στη UT)για 25 κύκλους

<5% UT(>95 % βύθιση στη UT)για 5 δευτ.

<5% UT(>95 % βύθιση στη UT)για 5 δευτ.

3 A/m

3 A/m

Μαγνητικό πεδίο
συχνότητας
ρεύματος
IEC 61000-4-8Ηλεκτρομαγνητικό
περιβάλλον ± κατευθυντήριες
οδηγίεςΤα δάπεδα πρέπει να είναι από ξύλο,τσιμέντο ή κεραμικά πλακίδια. Εάν ταδάπεδα είναι επικαλυμμένα με
συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία
πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%.
Η ποιότητα ρεύματος του κεντρικού
δικτύου πρέπει να είναι αντίστοιχη
με εκείνη ενός τυπικού εμπορικούή νοσοκομειακού περιβάλλοντος.
Η ποιότητα ρεύματος του κεντρικού
δικτύου πρέπει να είναι αντίστοιχη μεεκείνη ενός τυπικού εμπορικού ήνοσοκομειακού περιβάλλοντος.

Η ποιότητα ρεύματος του κεντρικού
δικτύου πρέπει να είναι αντίστοιχη
με εκείνη ενός τυπικού εμπορικούή νοσοκομειακού περιβάλλοντος.
Εάν απαιτείται συνεχής λειτουργία τηςμονάδας FreeStyle κατά τη διάρκεια
διακοπών στην τροφοδοσία,συνιστάται η τροφοδοσία της μονάδας
FreeStyle μέσω συσκευής αδιάλειπτης
παροχής ρεύματος (UPS) ήμπαταρίας.

Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας
ρεύματος πρέπει να βρίσκονται σταεπίπεδα μιας τυπικής εγκατάστασης
σε τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό
περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ UT είναι η τάση κεντρικού δικτύου εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) πριν από την εφαρμογή τουεπιπέδου δοκιμής.

EL-46

MN131-1 F

FreeStyle™

ELΚατευθυντήριες οδηγίες και δήλωση του’κατασκευαστή ±ηλεκτρομαγνητική ατρωσίαΗ μονάδα FreeStyle προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται παρακάτω.
Ο αγοραστής ή ο χρήστης του FreeStyle θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η μονάδα χρησιμοποιείται σε αυτού τουείδους το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.

Δοκιμή
ΑΤΡΩΣΙΑΣ

IEC 60601
ΕΠΙΠΕΔΟΔΟΚΙΜΗΣΕπίπεδοσυμμόρφωσης

Αγόμενες
ραδιοσυχνότητες
κατά IEC 61000-4-6

3 Vrms150 kHz έως
80 MHz3 VrmsΑκτινοβολούμενες
ραδιοσυχνότητες
κατά IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz έως
2,5 GHz

3 V/mΗλεκτρομαγνητικό περιβάλλον ±κατευθυντήριες οδηγίες
Φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνίας
με ραδιοσυχνότητες δεν πρέπει ναχρησιμοποιείται σε μικρότερη απόσταση απόοποιοδήποτε στοιχείο της μονάδας FreeStyle,συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων, από τησυνιστώμενη, η οποία έχει υπολογιστεί από τηνεξίσωση που αντιστοιχεί στη συχνότητα τουπομπού.
Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού
D= 1,2 x √P
D= 1,2 x √P από 80 MHz έως 800 MHz
D= 2,3 x √P από 800 MHz έως 2,5 GHz
όπουP είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου
του πομπού σε Watt (W) σύμφωνα με τονκατασκευαστή του πομπού και d είναι ησυνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα(m).
Οι τιμές έντασης πεδίου από σταθερούς
πομπούς ραδιοσυχνοτήτων, όπως καθορίζονται
από μια ηλεκτρομαγνητική μελέτη του χώρου(α),πρέπει να είναι μικρότερες από το επίπεδο
συμμόρφωσης σε κάθε εύρος συχνοτήτων.(β)Μπορεί να προκληθούν παρεμβολές κοντά σεεξοπλισμό που φέρει το παρακάτω σύμβολο:ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Στα 80 MHz και 800 MHz, ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση
ηλεκτρομαγνητικού κύματος επηρεάζεται από την απορρόφηση και την αντανάκλαση από κατασκευές, αντικείμενα
και άτομα.
α.

β.

Δεν είναι δυνατός ο ακριβής θεωρητικός υπολογισμός των τιμών έντασης πεδίου από σταθερούς πομπούς,όπως σταθμοί βάσης (κινητών/ασύρματων) ραδιοτηλεφώνων και επίγειων φορητών συσκευών, ερασιτεχνικοί
ραδιοφωνικοί σταθμοί, σταθμοί ραδιοφωνικών εκπομπών AM και FM και σταθμοί τηλεοπτικών εκπομπών. Γιανα αξιολογηθεί το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον λόγω σταθερών πομπών ραδιοσυχνοτήτων, ίσως απαιτείται
ηλεκτρομαγνητική μελέτη του χώρου. Αν η μετρηθείσα ένταση πεδίου στο χώρο όπου θα χρησιμοποιηθείη μονάδα FreeStyle υπερβαίνει το ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης ραδιοσυχνοτήτων που αναφέρεται
παραπάνω, η μονάδα FreeStyle θα πρέπει να παρακολουθείται για να επιβεβαιωθεί η κανονική λειτουργία
της. Εάν παρατηρηθεί μη κανονική λειτουργία, μπορεί να απαιτείται η λήψη επιπλέον μέτρων, όπως αλλαγή
προσανατολισμού ή θέσης της μονάδας FreeStyle.
Για το εύρος συχνοτήτων των 150 kHz έως 80 MHz, οι τιμές έντασης πεδίου πρέπει να είναι μικρότερες από 3 V/m.

MN131-1 F

EL-47

EL

FreeStyle™

Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού και κινητού
εξοπλισμού επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες και της μονάδας FreeStyleΗ μονάδα FreeStyle προορίζεται για χρήση εντός του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος στο οποίο οι διαταραχέςαπό τις ραδιοσυχνότητες μέσω ακτινοβολίας είναι ελεγχόμενες. Ο αγοραστής ή ο χρήστης της μονάδας FreeStyleμπορεί να εμποδίσει τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές διατηρώντας την ελάχιστη απόσταση μεταξύ του φορητού
και του κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών μέσω ραδιοσυχνοτήτων (πομποί) και του συστήματος FreeStyle όπωςσυνιστάται παρακάτω, σύμφωνα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνιών.

Ονομαστική
μέγιστη ισχύς
εξόδου πομπού
σε WΑπόσταση διαχωρισμού σύμφωνα με τη συχνότητα πομπού
(m)
από 150 kHz έως
80 MHzd= 1,2 x √Pαπό 80 MHz έως
800 MHzd= 1,2 x √Pαπό 800 MHz έως
2,5 GHzd= 2,3 x √P

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

Για πομπούς με ονομαστική μέγιστη ισχύ εξόδου που δεν αναφέρεται παραπάνω, η συνιστώμενη απόστασηδιαχωρισμού d σε μέτρα (m) μπορεί να υπολογιστεί με την αντίστοιχη εξίσωση για τη συχνότητα του πομπού, όπουP είναι η ονομαστική μέγιστη ισχύς εξόδου του πομπού σε Watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Στα 80 MHz και στα 800 MHz, ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση
ηλεκτρομαγνητικού κύματος επηρεάζεται από την απορρόφηση και την αντανάκλαση από κατασκευές, αντικείμενα
και άτομα.

Κατευθυντήριες οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή –ηλεκτρομαγνητικές εκπομπέςΗ μονάδα FreeStyle προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται παρακάτω.
Ο αγοραστής ή ο χρήστης του FreeStyle θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η μονάδα χρησιμοποιείται σε αυτού τουείδους το περιβάλλον.

Δοκιμή εκπομπών

Συμμόρφωση

Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτωνCISPR 11Ομάδα 1Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτωνCISPR 11Κατηγορία BΕκπομπές αρμονικών
IEC 61000-3-2Κατηγορία AΔιακυμάνσεις τάσης/εκπομπές
τρεμοσβησίματος
IEC 61000-3-3ΣυμμορφώνεταιEL-48Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον – Κατευθυντήριες οδηγίεςΗ μονάδα FreeStyle χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων
μόνο για εσωτερικές λειτουργίες. Επομένως, οι εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων είναι πολύ χαμηλές και η πιθανότητα ναπροκαλέσουν παρεμβολές σε παρακείμενο ηλεκτρονικό
εξοπλισμό είναι ελάχιστες.

Η μονάδα FreeStyle είναι κατάλληλη για χρήση σε όλες τιςεγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών καιεγκαταστάσεων που είναι απευθείας συνδεδεμένες στοδημόσιο δίκτυο τροφοδοσίας χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί
οικιακά κτίρια.

MN131-1 F

FreeStyle™

ELΤαξινόμηση
Τύπος προστασίας από ηλεκτροπληξία:Κατηγορία II Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή
μόνωση.
Βαθμός προστασίας από ηλεκτροπληξία:Τύπος BF
Εξοπλισμός που παρέχει συγκεκριμένο βαθμό προστασίαςαπό ηλεκτροπληξία, όσον αφορά τα παρακάτω
1) επιτρεπόμενο ρεύμα διαρροής,2) αξιοπιστία προστατευτικής σύνδεσης γείωσης
(εάν υπάρχει).
Δεν προορίζεται για άμεση καρδιακή εφαρμογή.
Ανεξάρτητος έλεγχος για το πρότυπο για ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές:Ελέγχθηκε για συμμόρφωση μετο πρότυπο IEC 60601-1 περί Γενικών απαιτήσεων
ασφαλείας.
CAN/CSA C22.2 Αρ. 60601-1-08 M90 περί ιατρικών
ηλεκτρικών συσκευών – Μέρος 1: Γενικές
απαιτήσεις ασφαλείας
Προστασία από πιθανές ηλεκτρομαγνητικές ή άλλες παρεμβολές ανάμεσα
στον εξοπλισμό και άλλες συσκευές.
Ελέγχθηκε για συμμόρφωση με το πρότυπο EN60601-1-2(EMC).
Ελέγχθηκε για συμμόρφωση με το πρότυπο RTCA/DO160,
ενότητα 21, κατηγορία M.
CISPR 11 / EN 55011 Κατηγορία B, Ομάδα 1, "Βιομηχανικός,επιστημονικός και ιατρικός (ISM) εξοπλισμός"FCC Μέρος 15, Υποτμήμα B – Ακούσιοι ακτινοβολητές
κατηγορίας BΕπιτρεπόμενη μέθοδος καθαρισμού και ελέγχου μόλυνσης:Ανατρέξτε στην ενότητα "Καθαρισμός, φροντίδα και σωστή
συντήρηση" του εγχειριδίου ασθενούς FreeStyle.
Βαθμός ασφάλειας εφαρμογής παρουσία εύφλεκτων αναισθητικών αερίων:Ο εξοπλισμός δεν είναι κατάλληλος για τέτοια εφαρμογή.
Τρόπος λειτουργίας:Συνεχής λειτουργία.

MN131-1 F

EL-49

EL

FreeStyle™

Περιορισμένη εγγύηση
Η AirSep Corporation παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του συμπυκνωτή οξυγόνου
FreeStyle και των εξαρτημάτων του για τρία χρόνια (όπως αναγράφεται στο αρχικό
τιμολόγιο) από την ημερομηνία παράδοσης στον αρχικό αγοραστή, υπό κανονικές
συνθήκες χρήσης και λειτουργίας. Η μπαταρία έχει εγγύηση ενός έτους.
Οι υποχρεώσεις της AirSep Corporation βάσει της παρούσας εγγύησης περιορίζονταιστην επισκευή ή αντικατάσταση στοιχείων (ή μερών) του εξοπλισμού τα οποία έχουν
αποδειχθεί ελαττωματικά ή, κατά την κρίση της AirSep Corporation, επιστροφή τουτιμήματος αγοράς του εν λόγω εξοπλισμού.
Κάθε στοιχείο εξοπλισμού για το οποίο προκύπτουν απαιτήσεις βάσει τηςεγγύησης πρέπει, εφόσον ζητηθεί από την AirSep Corporation, να επιστραφεί μεπροπληρωμένα τέλη μαζί με την απόδειξη ημερομηνίας αγοράς στο εργοστάσιο
AirSep με έξοδα του αγοραστή. Ο αγοραστής επιβαρύνεται επίσης με ταμεταφορικά έξοδα για την επιστροφή. Τα ανταλλακτικά μέρη συμπεριλαμβάνονταιστην παραπάνω εγγύηση τριών ετών για το τμήμα της εγγύησης που απομένει
(όπως αναγράφεται στο αρχικό τιμολόγιο). Η εγγύηση αυτή δεν αφορά στοιχείαή μέρη που υφίστανται κακή χρήση, ατύχημα, κακή συντήρηση ή εφαρμογή ή πουέχουν επισκευαστεί ή τροποποιηθεί εκτός του εργοστασίου της AirSep
Corporation, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της AirSep Corporation.
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗΉ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΝΟΜΙΚΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΧΩΡΙΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΩΣ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΟΤΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΣ AIRSEP CORPORATION, ΟΠΩΣΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΚΑΙ Η AIRSEP CORPORATION ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ Ή ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ή ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣΉ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.
Αντιπρόσωπος στην Ευρώπη:Medical Product Services GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany
E-mail: info@mps-gmbh.eu

EL-50

MN131-1 F

FreeStyle™

EN

DO NOT OPERATE THIS EQUIPMENT WITHOUT FIRSTREADING AND UNDERSTANDING THIS MANUAL. IF YOU
ARE UNABLE TO UNDERSTAND THE WARNINGS AND
INSTRUCTIONS, CONTACT YOUR EQUIPMENT PROVIDERBEFORE ATTEMPTING TO USE THIS EQUIPMENT;OTHERWISE, INJURY OR DAMAGE MAY RESULT.
Smoking while using oxygen is the number one cause of fire
injuries and related deaths. You must follow these safety
warnings:
Do not allow smoking, candles, or open flames in the same roomwith the device or within 5 feet (1.52 meters) of the oxygencarrying accessories.
Smoking while wearing an oxygen cannula may cause facial
burns and possibly death.
Removing the cannula and putting it on bedding, sofas, or othercushion material will cause a flash fire when exposed to acigarette, heat source, or flame.
If you smoke, these 3 steps may save your life:
turn off the oxygen concentrator, take off the cannula, and leave
the room where this device is located.

“No Smoking – Oxygen in Use” signs must be prominently
displayed in the home, or where the oxygen concentrator is inuse. Patients and their caregivers must be informed about thedangers of smoking in the presence of, or while using,
medical oxygen.

EN

FreeStyle™

TABLE OF CONTENTS
AirSep® FreeStyle™ Portable
Oxygen Concentrator
AirSep’s FreeStyle™ Portable Oxygen Concentrator
Symbols
Why Your Physician Prescribed Oxygen
What is the FreeStyle Portable Oxygen Concentrator?
Operator Profile
FreeStyle for Airline Travel – FAA-Approved
Important Safety Rules
Important Safety Rules for Optional AirBelt
Getting Started with Your FreeStyle Portable
Oxygen Concentrator
Battery Charging
Nasal Cannula
FreeStyle Unit Components
Operating Instructions
Power Supplies
FreeStyle™ Universal AC/DC Power Supply(Instructions for use)
Filters
Setting of the Flow Selector
Alarm/Light Indicators
How to Respond to FreeStyle’s Alarm/Light Indicators
Cleaning, Care, and Proper MaintenanceCabinetFilterCarrying Bag
Alarm/Service Indicator
FreeStyle Accessories
Materials in direct or indirect contact with the patient
Reserve Oxygen Supply
Troubleshooting
FreeStyle Specifications
Classification
Limited Warranty

EN1
EN1-2
EN2-3
EN3
EN4
EN4
EN5-11
EN12
EN13-15
EN15-17
EN17-18
EN18-19
EN20-21
EN21-22
EN22-27
EN27-28
EN28-29
EN29-31
EN31-32
EN33-35
EN33
EN34
EN35
EN35
EN36-37
EN38
EN38
EN38-41
EN42-45
EN46
EN47

FreeStyle™

EN

AirSep’s FreeStyle™ Portable Oxygen Concentrator
This Patient Manual will acquaint you with AirSep’s FreeStyle™ Portable Oxygen
Concentrator (POC). Make sure you read and understand all the information containedin this manual before you operate your FreeStyle unit. Should you have any questions,
your Equipment Provider will be happy to answer them for you.

Symbols
Symbols are frequently used on equipment and/or the manual in preference towords with the intention of decreasing the possibility of misunderstanding causedby language differences. Symbols can also permit easier comprehension of aconcept within a restricted space.
The following table is a list of symbols and definitions used with the FreeStyle
Portable Oxygen Concentrator.
Symbol

MN131-1 F

Description

SymbolDescription

Warning – Describes
a hazard or unsafe
practice that if not
avoided can result insevere bodily injury,
death or property
damageClass II Equipment,
double insulated

Caution – Describes
a hazard or unsafe
practice that can
result in minor bodily
injury or property
damageComplies with the
93/42/EEC directive
drawn up by theapprovedorganization No.
0459

Note – Provides
information importantenough toemphasize or repeat

See Instructions

Consult theaccompanying
documents

Keep unit andaccessories dry

EN-1

EN

RTCA/DO-160 Section 21
Category M Compliant

FreeStyle™

Use no oil or grease

Proper disposal ofwaste of electricaland electronicequipment required

No Smoking

Do not disassemble

Type BF Equipment

Consult instructions
for use

RTCA DO160
Section 21 Category
M Compliant. FAA
SFAR 106
requirement

Safety agency for
CAN/CSA C22.2 No.
60601-1-08 M90 for
medical electricalequipmentThis side up

Safety agency for
CAN/CSA C22.2 No.
601.1 M90 for
medical electricalequipment

Fragile – handle withcare

FAA Approved –POC
Do not expose toopen flames

Why Your Physician Prescribed Oxygen
Many people suffer from a variety of heart, lung, and other respiratory diseases. A
significant number of these patients can benefit from supplemental oxygen therapy
at home, when traveling, or while participating in daily activities away from home.
Oxygen is a gas that makes up 21% of the room air we breathe. Our bodies depend
on a steady supply to function properly. Your physician prescribed a flow or setting
to address your particular respiratory condition.

EN-2

MN131-1 F

FreeStyle™

EN

Although Oxygen is a non-addictive drug, unauthorized oxygen therapy can be
dangerous. You must seek medical advice before you use this oxygen
concentrator. The Equipment Provider who supplies your oxygen equipment will
demonstrate how to set the prescribed flow rate.
The FreeStyle Portable Oxygen Concentrator may be usedduring sleep under the recommendation of a qualified clinician.

It is very important to select the prescribed level of oxygen flow.
Do not increase or decrease the flow until you first consult yourphysician.

What is the FreeStyle Portable Oxygen Concentrator?
Oxygen concentrators were introduced in the mid-1970’s and has become themost convenient, reliable source of supplemental oxygen available today. Oxygen
concentrators are the most cost-effective, efficient, and safest alternative to using
high-pressure oxygen cylinders or liquid oxygen. An oxygen concentrator provides
all the oxygen you need with no cylinder or bottle deliveries required.
The air we breathe contains approximately 21% oxygen, 78% nitrogen, and 1%
other gases. In the FreeStyle unit, room air passes through a regenerative,
adsorbent material called “molecular sieve.” This material separates the oxygenfrom the nitrogen. The result is a flow of high-concentration oxygen delivered tothe patient.
FreeStyle combines advanced oxygen concentrator technology along with oxygenconserving technology for the world’s smallest and lightest portable oxygen
concentrator at just 4.4 lb (2 kg). The FreeStyle efficiently produces its own oxygen,and quickly delivers it as a pulse of oxygen when you breathe at the very beginningof your inhalation. This eliminates the waste associated with a continuous flow
oxygen device that flows oxygen while you are exhaling. This pulsing of the oxygen
is equivalent to continuous flow. FreeStyle produces the equivalent of up to 3 LPM(liters per minute) in a lightweight package that can be easily carried and usedaway from the home.
FreeStyle operates from four different power sources. (Refer to the Power Supplies
section of this manual.)

MN131-1 F

EN-3

EN

FreeStyle™

Operator Profile:
AirSep’s Concentrators are intended to supply supplemental Oxygen to users
suffering from discomfort due to ailments which effect the efficiency of ones lungs
to transfer the oxygen in air to their bloodstream. POC’s provide the convenienceof using a non-delivery POC system rather than delivery system (O2 tank) whichmakes the user relatively self-sufficient in terms of in-home use, ambulation (bothwithin and outside of the home) mobility and overall lifestyle. Oxygen Concentrator
use requires a physician’s prescription, and is not intended for life support use.
Although Oxygen therapy can be prescribed for patients of all ages the typicaloxygen therapy patient is older than 65 years of age and suffers from Chronic
Obstructive Pulmonary Disorder (COPD). Patients typically have good cognitive
abilities and must be able to communicate discomfort. If the user is unable tocommunicate discomfort, or unable to read and understand the concentrator
labeling and instructions for use, then use is recommended only under thesupervision of one who can. If any discomfort is felt while using the concentrator,
patients are advised to contact their healthcare provider. Patients are also advised
to have back-up oxygen available (i.e. cylinder oxygen) in the event of a power
outage or concentrator failure. There are no other unique skills or user abilities
required for concentrator use.

FreeStyle for Airline Travel – FAA-Approved
FreeStyle has received the US Federal Aviation Administration’s (FAA)
acceptance for onboard in-flight use by oxygen passengers on commercial airlines
via a 2006 amendment to SFAR 106.
In addition, as of May 13, 2009, a new Department of Transporation (DOT)/FAA
ruling has determined that US-based carriers, as well as international flights withorigination or destination in the US, must allow passengers with FAA-approved
portable oxygen concentrators to use them on board, and in flight, as medicallynecessary. Check directly with the individual airlines with which you would like totravel for up-to-date information on their specific POC policies.

EN-4

MN131-1 F

FreeStyle™

EN----[Read the Important Safety Rules section before operating this equipment ----

Important Safety Rules
Carefully review and familiarize yourself with the following important safety
information about the portable FreeStyle Oxygen Concentrator.
This device supplies high-concentration oxygen that promotes
rapid burning. Do not allow smoking or open flames within thesame room of (1) this device, or (2) any oxygen-carrying
accessory. Failure to observe this warning can result in severe
fire, property damage, and/or cause physical injury or death.

If you feel discomfort or are experiencing a medical
emergency, seek medical assistance immediately.

Do not heat above 140°F (60°C)

This unit is not to be used for life support. Geriatric, pediatric,or any other patients unable to communicate discomfort while
using this unit may require additional monitoring. Patients withhearing and/or sight impairment(s) may need assistance with
monitoring alarms
Use no oil, grease, or petroleum-based or other flammableproducts with the oxygen-carrying accessories or the FreeStyle
unit. Only water based, oxygen compatible lotions or salves
should be used. Oxygen accelerates the combustion of
flammable substances.
The incorrect use of the FreeStyle battery can cause thebattery to get hot, ignite, and may cause serious injury. Be
sure not to pierce, strike, step on, or drop the battery, orotherwise subject the battery to strong impacts or shocks.

MN131-1 F

EN-5

EN

FreeStyle™

While using the FreeStyle outdoors with the Universal AC/DC
power supply, connect the power supply into a Ground Fault
Interrupted (GFI) outlet only.

Use of cables and adapters other than those specified, withthe exception of cables and adapters sold by the manufacturerof the medical electrical equipment as replacement parts forinternal components, may result in increased emissions ofdecreased immunity of the FreeStyle.

No modification of this equipment is allowed.

The FreeStyle should not be used adjacent to or stacked withother equipment. If adjacent or stacked use is unavoidable,
the device should be observed to verify normal operation.

Electrical shock hazard. Disconnect the power cord from theelectrical outlet before you clean the unit to prevent accidental
electrical shock hazard. Only your Equipment Provider or aqualified service technician should remove the covers orservice the unit.

Care should be taken to prevent FreeStyle from getting wet or
allowing water to enter the unit. This can cause the unit tomalfunction or shut down.

Federal (USA) law restricts this device to sale or rental byorder of a physician or other licensed health care provider

EN-6

MN131-1 F

FreeStyle™

EN

In the event of an alarm or you observe that FreeStyle is notworking properly; consult the Troubleshooting section in thismanual. If you cannot resolve the problem, consult yourEquipment Provider.

The FreeStyle Portable Oxygen Concentrator may be usedduring sleep under the recommendation of a qualified clinician.

Operating the FreeStyle unit outside of its normal operating
temperature range can affect performance and decrease
battery run time and/or increase battery charge time. (Refer tothe Specifications section in this manual.)

Do not allow either the air intake or the air outlet vents tobecome blocked. This can cause the FreeStyle unit to overheat
and affect performance.

Do not operate unit in a restricted or confined space (i.e., asmall case or handbag) where ventilation can be limited. Thiscan cause the FreeStyle unit to overheat and affectperformance.
When using FreeStyle in an automobile, boat, or on other DC
sources with the Universal AC/DC power supply, make surethat the vehicle is started and running before connecting the
FreeStyle unit. If the Universal AC/DC power supply does notilluminate and requires resetting, disconnect the power supply
from the DC outlet, restart your vehicle, and then reconnect
your power supply into the DC outlet. Failure to follow these
instructions can result in the power supply not supplying power
to FreeStyle.

MN131-1 F

EN-7

EN

FreeStyle™

When the automobile in which you are using the FreeStyle unit
is turned off, disconnect and remove the unit from theautomobile with you. Do not store FreeStyle in a very hot
automobile or in other similar, high-or low-temperatureenvironments. Operating or storing the unit outside the normal
temperature range can affect the performance of the FreeStyle.
(Refer to the Specifications section in this manual.)
If the FreeStyle has been stored for an extended period of timeoutside its normal operating temperature range, the unit shouldbe allowed to return to normal operating temperature before
being turned on. (Refer to the Specifications section in thismanual.)

It is very important to select only the prescribed level ofoxygen. Change the pulse flow selection only under theguidance of your physician.

Replace the disposable cannula as recommended by the
manufacturer or your equipment provider. Additional supplies
are available from your Equipment Provider.

Do not position the Concentrator so that it is difficult to accessthe power cord.

The concentrator should be located as to avoid pollutants orfumes.

Do not position the Concentrator so that it is difficult to accessthe power cord.

EN-8

MN131-1 F

FreeStyle™

EN

Portable and mobile RF communications equipment can effectmedical electrical equipment.

Cannula tubing must be non-kinking, which can be used for a
total length of up to 25 ft (7.6 m) maximum.

Ensure the cannula is fully inserted and secure. This ensuresthat the FreeStyle unit can properly detect inspiration for oxygen
delivery.

Storing your FreeStyle for extended periods of time at hightemperatures or with a fully charged or completely discharged
battery can degrade its overall battery life.

Depending upon the temperature of the FreeStyle battery, it cantake several minutes for the charging cycle to start afterconnecting to power. This is a normal condition and is intended
for safe charging.

The FreeStyle battery does not need to be fully discharged
before recharging. It is recommended to charge the FreeStyle
battery after each use.

Charging may take several minutes after connecting the power
to initiate, depending on the battery’s internal operating
temperature. This is a normal condition and is intended for safe
battery charging. This circumstance is more likely when thebattery has been fully discharged.

MN131-1 F

EN-9

EN

FreeStyle™

When connected to AC or DC power, the unit’s battery charges
until it reaches full capacity, either while the unit is operating or
turned off.

If the internal battery fully depletes and the FreeStyle unit shuts
down, the unit cannot be restarted with the AirBelt. Should thisoccur, connect your FreeStyle to its Universal AC/DC power
supply for a short period of time in order to provide sufficientinternal battery power to start the unit. AirBelt can then beconnected to provide additional run time.

If the FreeStyle power supply remains connected when thebattery is fully charged, the four LEDs will turn off withinapproximately 1 hour.

It may be necessary to initially connect the Universal AC/DC
FreeStyle power supply to the FreeStyle unit before the unit will
operate for the first time on battery power. Your Equipment
Provider may have already performed this step for you.

Use only AirSep Part No. FI144-1 for air intake filter for this unit.

Do not operate FreeStyle without the air intake filter in place. If a
second filter is provided, insert the “replacement” filter before
you clean the dirty filter.

AirSep does not recommend the sterilization of thisequipment.

Do not attempt any maintenance other than the possible
solutions listed within this manual.

EN-10

MN131-1 F

FreeStyle™

EN

The lithium ion rechargeable battery that is used in the FreeStyle
unit does not need to be fully depleted before recharging. It is
recommended to charge the battery regardless of the battery’s
capacity level after use.
The battery will charge when the unit is off as well as while the unit
is running off the Universal AC/DC power supply.

Lithium batteries may permanently lose capacity when exposed to
extremely hot temperatures with the batteries fully charged orcompletely depleted. For extended storage, it is recommended
that batteries be charged 25 to 50% and remain within atemperature range of 73° F (23 °C) +/- 2°C.

“No Smoking – Oxygen in Use” signs must be prominently
displayed in the home, or where the oxygen concentrator is in use.
Patients and their caregivers must be informed about the dangers
of smoking in the presence of, or while using, medical oxygen.

MN131-1 F

EN-11

EN

FreeStyle™

Important Safety Rules for Optional AirBelt
The incorrect use of AirBelt can cause the battery to get hot,ignite, and can cause serious injury. Be sure not to pierce,
strike, step on, or drop the battery, or otherwise subject thebattery to strong impacts or shocks.

Replace safety cap on AirBelt cord when not in use.

Do not attempt to charge the optional AirBelt with the FreeStyle
Universal AC/DC power supply, or AirBelt can be damaged.
Use only the AirBelt power supply provided to charge AirBelt.

Depending upon the temperature of the AirBelt, it can take several
minutes for the charging cycle to start after connecting to power.
This is a normal condition and is intended for safe charging.

AirBelt does not need to be fully discharged before recharging.
It is recommended to charge AirBelt after each use.

Lithium batteries may permanently lose capacity when exposed to
extremely hot temperatures with the batteries fully charged orcompletely depleted. For extended storage, it is recommended
that batteries be charged 25 to 50% and remain within atemperature range of 73 °F (23 °C) +/- 2°C.

EN-12

MN131-1 F

FreeStyle™

EN[Read the Important Safety Rules section before operating this equipment.]

Getting Started with Your FreeStyle Portable Oxygen
Concentrator
The FreeStyle packaging contains the following items, as shown in Figures 1-3.
If any are missing, contact your Equipment Provider.
••••

FreeStyle Portable Oxygen Concentrator with carrying case.
Patient manual (not shown)
Universal AC/DC power supply (100-240 volts, 50/60 Hz) with power
cord.
DC Power Cable

Figure 2: FreeStyle Universal AC/DC Power
Supply/Power Cord
Figure 1: FreeStyle Unit

Figure 3: FreeStyle DC Power

Optionally, you may also have an AirBelt for extended battery duration.
That packaging contains the following, as shown in Figure 4:••

AirBelt battery belt
Universal AC/DC power supply (100-240 Volt, 50/60 Hz) with power
cord

MN131-1 F

EN-13

EN

FreeStyle™

The incorrect use of the AirBelt can cause the battery to get hot,ignite, and may cause serious injury. Be sure not to pierce, strike,step on, or drop the battery, or otherwise subject the battery tostrong impacts or shocks.

All AirBelt Warnings, Cautions and Notes should be read first before
proceeding with your equipment.
See pg 9, “Important Safety Rules for Optional AirBelt”.
Other optional accessories include a harness to easily convert the FreeStyle
carrying bag to a backpack (part number MI284-1), as shown in Figure 5. The
FreeStyle can also be worn on the waist if desired by feeding the AirBelt or otherbelt you are wearing through the loops on the FreeStyle carrying case. (See Figure6.) The optional accessories bag (part number MI320-1) enables even moreconvenient travel when transporting all power accessories and optional AirBelts
and/or the harness for use at your intended destination.

Figure 4: AirBelt and Universal AC/DCPower Supply/Power Cord

Figure 5: FreeStyle
unit worn backpack
style

Figure 6:
FreeStyle unit
worn on the waist

Replace safety cap on AirBelt cord when not in use.

EN-14

MN131-1 F

FreeStyle™

EN

Before operating FreeStyle for the first time, familiarize yourself with the major
components. These are illustrated in the figures on the following pages anddiscussed later in the manual.

Battery Charging
Check to make sure your unit’s battery is fully charged before venturing out with
FreeStyle for the first time or upon subsequent use. To check the level of chargeof the internal battery, press the BATT button on FreeStyle’s keypad. The battery
gauge/indicator(s) LEDs above the BATT button illuminate to indicate the level ofinternal battery charge (25-100%). Note: The internal battery is charging whenever
the unit is operating on AC or DC power. To charge FreeStyle’s internal battery,simply connect its Universal AC/DC power supply into the unit’s power connection
inlet (as shown in Figure 7). Be certain to first properly align the power cord to this
inlet. To do this, take note of the “D”-shaped plug of both the power cord connector
and the FreeStyle’s inlet connection. These must be properly aligned and whenremoving the power cord, the release button must be pressed to remove it fromthe FreeStyle unit. This ensures that neither the unit nor the power accessories
are damaged.

FreeStyle unit’s
Power Inlet

Press to remove
power cord.

Optional AirBelt
The optional AirBelt, which can increase FreeStyle’s total battery duration up to 10
hours, requires approximately 3 hours to completely charge when the external battery
is fully depleted. To recharge AirBelt, connect its own AC power supply to the end of
AirBelt’s power cord (as shown in Figure 8), and the other end of the power supply into
a proper AC power outlet. A separate battery gauge/indicator for checking the level ofcharge on the AirBelt’s battery is located on this accessory’s cord and functions exactly
like the internal battery’s indicator on the keypad.
Depending upon the temperature of the FreeStyle battery, it cantake several minutes for the charging cycle to start afterconnecting to power. This is a normal condition and is intended
for safe charging.

MN131-1 F

EN-15

EN

FreeStyle™

The FreeStyle battery does not need to be fully discharged
before recharging. It is recommended to charge the FreeStyle
battery after each use.

Charging may take several minutes after connecting the power
to initiate, depending on the battery’s internal operating
temperature. This is a normal condition and is intended for safe
battery charging. This circumstance is more likely when thebattery has been fully discharged.

Figure 7: Internal Battery Charging

Figure 8: AirBelt Battery Charging

AirBelt does not need to be fully discharged before recharging. It is
recommended to charge it after each use.

•
•
•
•
•

The FreeStyle’s internal battery will completely recharge from its fully depleted
state in approximately 3 ½ hours, whether or not the unit is in use on Universal
AC/DC power.
While charging a fully discharged battery, initially the 25% LED will start
blinking rapidly for a few minutes, then start to blink at a slower rate every (1/2
second).
The LED will continue to blink until 25% capacity is reached. The LED will thenturn solid.
Each of the four LEDs, 25% -100%, will blink as stated above, then turn solidwhen they reach their capacity.
When all LEDs illuminate solid, the battery is fully charged and the LEDs willremain solid for a period of time, then all four LEDs will turn off.

EN-16

MN131-1 F

FreeStyle™

EN

Lithium batteries may permanently lose capacity when exposed to
extremely hot temperatures with the batteries fully charged orcompletely depleted. For extended storage, it is recommended thatbatteries be charged 25 to 50% and remain within a temperature
range of 73° F (23° C) +/- 2°C.

---- [Read the Important Safety Rules section before
operating this equipment.]----

Nasal Cannula
A nasal cannula and tubing are used to deliver oxygen from the FreeStyle unit tothe user. The tubing is connected to the unit’s oxygen outlet (See Figure 9).

Figure 9: Connecting Cannula to FreeStyle’s Oxygen Outlet

AirSep recommends a nasal cannula with 7 ft (2.1 m) of tubing, AirSep Part No.
CU002-1. Other lengths of tubing up to 25 ft (7.6 m) maximum, including nasal
cannula, may be used.
Replace the disposable cannula periodically following normal
usage. Additional supplies are available from your Equipment
Provider.

Cannula tubing must be non-kinking, which can be used for a
total length of up to 25 ft (7.6 m) maximum.

MN131-1 F

EN-17

EN

FreeStyle™

Always follow the cannula manufacturer’s instructions for properuse. Consult your licensed health care provider to determine howoften the cannula should be replaced.

Make sure the cannula is fully inserted and secure. This ensuresthat the FreeStyle unit can properly detect inspiration for oxygen
delivery.

FreeStyle Unit Components

HandleOxygen Outlet

Air Outlet

Air Outlet

Inlet for Power
Connections
Air Intake/Filter
Cover

Figure 10: FreeStyle Exterior View – Front

EN-18

MN131-1 F

FreeStyle™

EN

Dust Cover
Alarm/Service
Indicator

Pulse Flow
Indicator(s)Battery Gauge/
Indicator(s)Flow Selection
Button(Internal) Battery
ButtonFigure 11: Close-Up of Keypad/Alarm Display

RTCA DO160
indicates that
FreeStyle unit has
been tested andapproved to comply
with FAA standards.

Label/Patient
Instructions

Figure 12: FreeStyle Exterior View – Back

Now that you are familiar with FreeStyle’s components, review the instructions on
the following pages to operate the FreeStyle unit.

MN131-1 F

EN-19

EN

FreeStyle™

[Read the Important Safety Rules section before operating this equipment.]

Operating Instructions
1.

Locate and position the FreeStyle so that the air inlets and air outlets
are not obstructed.

2.

Power the unit from (a) the internal battery; (b) AirBelt; (c) DC outlet (i.e.
automobile or motor boat); or (d) an AC outlet (i.e. normal household
electric). (Refer to the Power Supplies section of this Patient Manual.)

3.

Connect your cannula to the oxygen outlet.

4.

Lift the dust cover on the unit.

5.

Turn the FreeStyle unit on by pressing [1], [2], or [3] button on the unit’s
keypad for the liter flow prescribed by your physician. The green LED
above the button selected illuminates. Each time you turn on the
FreeStyle unit, a brief alarm sounds. This indicates that FreeStyle ispowered for use.

6.

To change the pulse flow setting, press the appropriate button. After the
automatic start-up mode, it is normal to hear a difference in sound as
you change the settings.

7.

To turn FreeStyle off, press the button corresponding to the pulse flow
setting light that is illuminated.

8.

When FreeStyle senses inhalation, oxygen is supplied to you throughyour cannula.

9.

The time required to reach maximum oxygen concentration after turningon the FreeStyle unit is approximately two minutes.
Use no oil, grease, or petroleum-based or other flammableproducts with the oxygen-carrying accessories or the
FreeStyle unit. Only water based, oxygen compatible lotions
or salves should be used. Oxygen accelerates the
combustion of flammable substances.

EN-20

MN131-1 F

FreeStyle™

EN

Do not heat above 140°F (60°C)

It may be necessary to initially connect the Universal AC/DC
FreeStyle power supply to the FreeStyle unit before the unit will
operate for the first time on battery power. Your Equipment
Provider may have already performed this step for you.

Each time the FreeStyle unit is turned on; it cycles through an
automatic start-up period for approximately seven minutes.
During this time, it maintains a constant speed regardless ofsetting. After this period, it is normal to hear a change in speed
at the 1 and 2 settings. This variation in sound represents thedifferences in oxygen production the unit makes at each setting.

Power Supplies
FreeStyle can be powered in four different ways – the internal battery, a Universal
AC/DC power supply and an optional AirBelt battery belt in combination with theunit’s internal battery.
1.

2.

3.

Internal Battery: A rechargeable internal battery is located within each
FreeStyle unit. When it is fully charged, it supplies power to the FreeStyle
unit for up to 3 ½ hours. An audible alarm sounds when the battery poweris getting low. The alarm is discussed in the Alarm/Light Indicators sectionof this manual.
Battery Charging: To charge the internal battery, connect FreeStyle toeither the Universal AC/DC power supply and a 100-240 volt, 50/60 Hz
AC power outlet, or connect it to a DC power outlet in an automobile (boat,
motor home, etc.). A discharged battery requires approximately 3 ½
hours to fully charge. It is recommended to recharge the battery, even if
only partially depleted, as often as possible.
Universal AC/DC Power Supply: A Universal AC/DC power supply
allows FreeStyle to be connected to a 100-240 volt, 50/60 Hz outlet. The
power supply converts 100-240 volt AC to a DC voltage for the FreeStyle
unit. When FreeStyle is operated with the Universal AC/DC power supply,
power from the AC outlet powers the unit and recharges FreeStyle’s
battery simultaneously.
Optional AirBelt (External Battery Belt): FreeStyle can also be
powered by an external battery belt. This belt can be worn around the

MN131-1 F

EN-21

EN

FreeStyle™

waist, and when used in combination with a fully charged internal battery,
supplies power to FreeStyle for up to 10 hours. The belt pack connects
to the FreeStyle unit’s power inlet, and it can be recharged by connecting
it to the battery belt’s own AC power supply.
When using the AirBelt with a fully charged internal battery, the
FreeStyle’s internal battery will deplete before the AirBelt. The AirBelt
must be connected to the FreeStyle unit before the FreeStyle’s internal
battery is depleted. Observe and connect the AirBelt to the FreeStyle unit
before its internal battery discharges to 25% or less.
If the internal battery fully depletes and the FreeStyle unit
shuts down, the unit cannot be restarted with the AirBelt.
Should this occur, connect your FreeStyle to its Universal
AC/DC power supply for a short period of time in order toprovide sufficient internal battery power to start the unit.
AirBelt can then be connected to provide additional run time.

FreeStyle™ Universal AC/DC Power Supply(Instructions for use)

Connections forremovable AC or DC power
cord

Connects to FreeStyle
unit

Figure 13

AirSep’s new universal power supply for the FreeStyle Portable Oxygen
Concentrator (POC) is an all-in-one way to keep you fully powered, yet travelingeven lighter – wherever you go. The universal power supply (Part Number
PW022), described in this insert, enables you to operate your unit while charging
its internal battery – all from one component – whether you are driving to thegrocery market, taking a vacation flight, or simply relaxing at a friend’s home. This
EN-22

MN131-1 F

FreeStyle™

EN

universal power supply replaces the two separate AC and DC power supplies thatwere previously packaged with the FreeStyle unit and covered in your patientmanual.
Your power supply kit is packed complete with three essential accessories, as
follows:• universal power supply (PW017-1), which operates on AC power from120-240 volts and with multiple DC power sources, including automobile
and airplane power• removable AC power cord
CD023-2 US-style
CD017-2 Euro-style, depending on usage location
CD025-1 Australian-style, orCD017-4 UK-style• removable DC power cord, which incorporates both the connector for
automobile-type outlets and the D-shaped, 4-pin connector for
EmPower®-type outlets commonly used on airlines (CD034-1).
Note: FreeStyle’s internal battery will completely recharge from its fully depleted
state in approximately 3½ hours, whether the unit is in use on AC or DC power.
Start with the Universal AC/DC Power Supply and FreeStyle Connection
For all procedures below, it is recommended that you first connect the universal
power supply to the FreeStyle POC inlet, as shown in Figure 14. Be sure toproperly connect to the unit by ensuring that the carrying case alignment with the
FreeStyle unit inlet allows you to obtain a secure connection so that the cord “locks”
in place.
When disconnecting the power supply from the FreeStyle POC, make sure youpress down on the tab near the end of the cord to properly disengage theconnection to the unit and release the cord.

Figure 14

MN131-1 F

EN-23

EN

FreeStyle™

Use with AC Electric
1.
2.
3.
4.

Make sure your power supply is securely connected to the FreeStyle inlet,
as shown in Figure 14.
Connect the proper end of the AC electrical cord to the unmarked AC inlet
on the power supply, as shown in Figure 15.
Connect the opposite end of the AC electrical cord to the wall or otherappropriate electric outlet, as shown in Figure 16.
To operate the POC, press the FreeStyle [1], [2], or [3] setting on the unit’s
top panel, as determined by your prescription.
To turn the unit off, press the setting associated with the LED illuminatedabove it.

Figure 15

Figure 16

EN-24

MN131-1 F

FreeStyle™

EN

Use with DC Power (Automobile, Motorboat etc.)
Caution: When using FreeStyle with the universal power supply in an automobile,boat, or other motor vehicle, make sure that the vehicle is started and runningbefore turning on and operating the FreeStyle unit. If the power supply indicatorlight does not illuminate and requires resetting, disconnect the power supply fromthe motor vehicle’s DC outlet, restart your vehicle, and then reconnect your power
supply into the DC outlet.
1.
Make sure your power supply is securely connected to the FreeStyle inlet,
as shown in Figure 14.
2.
Connect the proper DC power cord end to the inlet marked ACCESSORYDC IN on the power supply, as shown in Figure 17.
3.
Turn on your motor vehicle.
4.
Connect the DC power cord to the motor vehicle’s DC outlet, as shown in
Figure 18.
5.
To operate the POC, press the FreeStyle [1], [2], or [3] setting on the unit’s
top panel, as determined by your prescription. To turn the unit off, press thesetting associated with the LED illuminated above it.

Figure 17

Figure 18

MN131-1 F

EN-25

EN

FreeStyle™

Use with AirLine Power at Passenger seat (with 4 pin
connection configuration
Use with Airline Power at Passenger SeatFigure 2

wit h 4-pin connection configurations)
AirSep’s FAA-approved FreeStyle enables you to use this
POC in-flight on most commercial airlines around the world.
Each airline establishes its own policy for FAA-approved POCuse, as well as the requirements for, and the availability of,optionally allowing you to power your unit onboard the aircraft.
Aircraft-equipped passenger power may include one or moreof the following sources: an AC power outlet, a DC power
outlet similar to that typically found in an automobile, or a DC
power outlet with a 4-pin configuration.
If the specific airline on which you are traveling allows you to connect your POC
unit at a seat equipped with a 4-pin DC power configuration, take the following
steps:
1.
Make sure your power supply is securely connected to the FreeStyle inlet,
as shown in Figure 14.
2.
Connect the proper DC power cord end to the ACCESSORY DC IN inlet on
the power supply, as shown in Figure 19.
3.
Remove the tip of the DC connector by pressing on the tab to expose the4-pin connector, as shown in Figure 20.
4.
Insert the 4-pin connection to the airline passenger DC outlet optionallyavailable at your seat.
5.
To operate the POC, press the FreeStyle [1], [2], or [3] setting on the unit’s
top panel, as determined by your prescription. To turn the unit off, press thesetting associated with the LED illuminated above it.

Figure 19

EN-26

MN131-1 F

FreeStyle™

EN

Figure 20

For more information on the universal power supply for FreeStyle or any AirSep
product accessories, please contact your local equipment provider.

Filters
Air enters FreeStyle through an air intake filter located under the cover on the lower
front of the oxygen concentrator. (See Figures 21 and 22.) This filter prevents dust
and other large particles in the air from entering the unit. Before you operate
FreeStyle, make sure this filter is clean and positioned correctly.

Figure 21: Removal of Air Intake
Filter Cover

Figure 22: Removal of Filter from
Filter Cover

Do not operate FreeStyle without the air intake filter in place. If a
second filter is provided, insert the “replacement” filter before
you clean the dirty filter.

MN131-1 F

EN-27

EN

FreeStyle™

Use only AirSep Part No. FI144-1 as the air intake filter for thisunit.

Setting of the Flow Selector
The FreeStyle unit has three pulse flow settings: [1], [2], and [3], providing flows
equivalent to 1-3 LPM oxygen. Lift the dust cover on the unit’s keypad, and press
the [1], [2], or [3] button, which corresponds to the oxygen pulse flow that yourphysician has prescribed. (See Figures 23 and 24.)

Figure 23: Lifting Dust Cover on Keypad Display

EN-28

MN131-1 F

FreeStyle™

EN

Figure 24: Pressing Flow Selection Button

It is very important to select only the prescribed level ofoxygen. Change the pulse flow selection only under theguidance of your physician.

Alarm/Light Indicators
When the FreeStyle unit senses inhalation, a pulse of oxygen is sent through thenasal cannula. The green light above the selected pulse flow setting displays
intermittently each time a breath is detected.
Additionally, when the unit is operating on and simultaneously being charged
through the Universal AC/DC power supply, the FreeStyle unit’s battery
gauge/indicator(s) display the charge level of the battery and remain on for
approximately one hour after reaching a full charge.
An audible alarm sounds if FreeStyle has a low battery, if the cannula isdisconnected, or if performance of the unit is outside specifications. The light andaudible alarm conditions are explained in detail below and summarized on thechart later in this section of the manual.

MN131-1 F

EN-29

EN

FreeStyle™

In the event of an alarm or you observe FreeStyle is notworking properly; consult the Troubleshooting section in thismanual. If you cannot resolve the problem, consult yourEquipment Provider.

If you feel discomfort or are experiencing a medical
emergency, seek medical assistance immediately.

o Start-Up
A brief alarm sounds at start-up. FreeStyle begins to operate when thealarm stops.
o Low Battery
As the battery power approaches a low level, a brief alarm sounds
intermittently, and the yellow 25% Battery gauge / indicator (Figure 11)
light also illuminates intermittently. When this occurs, connect FreeStyleto a DC power outlet or to an AC power outlet, or change to anothersource of oxygen within two minutes. When FreeStyle is connected to DC
power outlet or AC power outlet, the unit operates while recharging
FreeStyle’s battery simultaneously. The level of battery charge isindicated by the battery gauge/indicator(s).
o Cannula disconnected
When FreeStyle is operating but does not sense breathing, a constantalarm sounds, and the alarm light illuminates after 15 minutes. If thisoccurs, check the connection from the cannula to the FreeStyle unit,
make sure that the nasal cannula is positioned properly on your face, andensure that you are breathing through your nose. (Your physician may
recommend the use of a chin strap if needed.) If the alarm continues tosound, change to another source of oxygen as available, and contact yourEquipment Provider.
o FreeStyle’s capacity is exceeded
If your breathing rate causes the capacity of FreeStyle to be exceeded, arapid alarm sounds every ½ second, and the alarm light illuminates redintermittently. When this occurs, the concentration of oxygen that
FreeStyle is supplying is outside of the unit specifications. You should
reduce any physical activity, reset alarm by turning unit off and back on,
and then if necessary change to another source of oxygen as available,
and contact your Equipment Provider.
o General malfunction
EN-30

MN131-1 F

FreeStyle™

EN

If FreeStyle has a general malfunction, a rapid alarm sounds every ½
second, and the alarm light illuminates red continuously. When thisoccurs, the concentration of oxygen that FreeStyle is supplying is below
unit specifications. You should change to another source of oxygen as
available, and contact your Equipment Provider.
This unit is not to be used for life support. Geriatric, pediatric,or any other patients unable to communicate discomfort while
using this unit may require additional monitoring. Patients withhearing and/or sight impairment(s) may need assistance with
monitoring alarms.

How to Respond to FreeStyle’s Alarm/Light Indicators
AudibleAlarm

StatusLight

Indicates

ActionIndicator

Brief, continuous
at start–up(Green) pulse; FreeStyle has been You may begin tocontinuous light turned on
operate your FreeStyle
unit.

Indicator

No(Green) pulse; FreeStyle isintermittent light delivering oxygen
as a pulse flow.

Continue using
FreeStyle normally.

Indicator

No

Level indicator

Charge as indicated.

Indicator

No(Yellow)
Service required.
continuous light

MN131-1 F

Battery charge
level.

Return unit toEquipment Providerfor
inspection/service.

EN-31

EN

StatusFreeStyle™

Audible
Alarm

Light

Indicates

ActionAlarmContinuous:
Beep(Red) alarm;
continuous light

No breath detectedby the unit for apredetermined time
period.

Check the cannula
connection. Ensure thatyou are breathing
through your nose. If
the alarm persists,
contact your Equipment
provider.

Alarm

Intermittent:
Beep, beep,
beep…

25% (Yellow)
BATT; battery
indicator

Battery voltage is
too low to operate
FreeStyle.

Connect the FreeStyle
unit into a DC outlet oran AC outlet
immediately.

Alarm

Rapid
intermittent:
Beep, beep,
beep…

(Red) alarm;intermittent light

Breathing rate isexceeding thecapacity of the
FreeStyle unit.

Reduce activity, then if
necessary use anothersource of oxygen as
available. Contact yourEquipment Provider.

Alarm

Rapid
intermittent:
Beep, beep,
beep…

(Red) alarm;
continuous light

General malfunction Turn off the unit.
of the FreeStyle unit Change to anotherhas occurred.
source of oxygen, andcontact your Equipment
Provider.

EN-32

MN131-1 F

FreeStyle™

EN

Cleaning, Care, and Proper MaintenanceCabinetTurn off the FreeStyle unit, and disconnect the power cord fromFreeStyle before you clean the cabinet.

Do not use liquid directly on the FreeStyle unit to clean it. A list ofundesirable chemical agents includes but is not limited to, thefollowing, according to the plastics manufacturer: alcohol andalcohol-based products, concentrated chlorine-based products(ethylene chloride), and oil-based products (Pine-Sol, Lestoil).
These are NOT to be used to clean the plastic housing on
FreeStyle, they can damage the unit’s plastic.

Replace the disposable cannula periodically following normal
usage. Additional supplies are available from your Equipment
Provider.

Keep the FreeStyle unit clean and free from moisture and dust.
Clean the plastic housing periodically by wiping with a lint-free
cloth or with a mild household cleaner applied with a damp clothor sponge. Pay special attention to the oxygen outlet for thecannula connection to make sure it remains free of dust, water,
and particles.

To prevent a voided AirSep warranty, follow all manufacturer’s
instructions.

MN131-1 F

EN-33

EN

FreeStyle™

FilterAir Intake Filter
At least one time each week, remove the cover on the lower front of the unit, andwash the air intake filter, which is positioned on the inside of the cover. Your
Equipment Provider may advise you to clean it more often, depending upon youroperating conditions. Follow these steps to properly clean the air intake filter:
1.

Remove the filter from the air intake filter cover, and wash it in a warm
solution of soap and water.

2.

Rinse the filter thoroughly, and remove excess water with a soft, adsorbent
towel. Ensure that the filter is dry before replacing it.

3.

Replace the dry filter.
Do not operate FreeStyle without the air intake filter in place. If a
second filter is provided, insert the “replacement” filter before you
clean the dirty filter.

AirSep does not recommend the sterilization of this equipment.

EN-34

MN131-1 F

FreeStyle™

EN

Carrying Bag
To clean the carrying bag and strap, brush only with warm soapy water (do notsaturate the bag), then allow to air dry. Do not machine wash or dry the bag.

Dual display
Service Required (yellow)
Alarm Condition (red)Figure 25: Indicator of Required
Inspection/Service

Alarm/Service Indicator
When the alarm service/indicator illuminates (yellow), it is time for your FreeStyle
unit to be inspected/serviced by your Equipment Provider. After any necessary
service and the performance is verified by the Equipment Provider, the alarm
service/indicator light will be reset.

MN131-1 F

EN-35

EN

FreeStyle™

FreeStyle Accessories
For proper performance and safety, use only these listed accessories supplied by
AirSep through your Equipment Provider. Use of accessories not listed below
could adversely affect the performance and/or safety of the Freestyle Portable
Oxygen Concentrator
Description/Part Number
Freestyles Bag Set includes the following:
includes:MI320-1

Carry – All Accessory Bag

MI283-1

Carrying Bag, FreeStyle

MI304-1

Shoulder Strap, FreeStyle (This is part of the MI283-1)

CD034-1

DC power cord (33in / 860mm)

PW0221,2,3 or 4

Universal AC/DC Power Supply with battery charger including thefollowing power cords as applicable:
PW022-1 Universal AC/DC Power Supply (4ft / 1.2m) w/ CD023-2 Power
Cord 120V (8ft / 2.4m) andCD034-1DC power cord (33in / 860mm)
PW022-2 Universal AC/DC Power Supply (4ft / 1.2m) w/ CD017-2 EuroPower Cord (8 ft-2 in / 2.5m) andCD034-1DC power cord (33in / 860mm)
PW022-3 Universal AC/DC Power Supply (4ft / 1.2m) w/ CD025-1
Australian Power Cord 250 VAC (6 ft-6 in / 2.6m) andCD034-1 DC power cord (33in / 860mm)
PW022-4 Universal AC/DC Power Supply (4ft / 1.2m) w/CD017-4 UK
Power Cord (8 ft-2 in / 2.5m) andCD034-1 DC power cord (33in / 860mm)

EN-36

MN131-1 F

FreeStyle™

EN

Optional AirBelt includes the following:
BT0171,2,3 or 4

AirBelt with Power Supply including the following power cords asapplicable:
BT017-1

AirBelt with Power Supply PW008-1 (BT017 extended cord
length 4 ft / 1.2m) w/ CD023-2 Power Cord 120VAC(8 ft / 2.4m)

BT017-2

AirBelt with Power Supply PW008-2 (BT017 extended cord
length 4 ft / 1.2m) w/ CD017-2 Euro Power Cord (8 ft-2 in / 2.5m)

BT017-3

AirBelt with Power Supply PW008-3 (BT017 extended cord length
4 ft / 1.2m) w/ CD025-1 Australian Power Cord 250 VAC (6 ft-6 in/ 2.6m)

BT017-4

AirBelt with Power Supply PW008-4 (BT017 extended cord
length 4 ft / 1.2m) w/ CD017-4 UK Power Cord (8 ft-2 in / 2.5m)
Additional or Other Options:

MI240-2
MI078-1

AirBelt Extender
AirBelt Extender New Velcro Version

MI284-1

Shoulder Harness option enables converting the supplied
FreeStyle carrying bag to a backpack

FI144-1

Air Intake Filter

Use of cables and adapters other than those specified, withthe exception of cables and adapters sold by the
manufacturer of the medical electrical equipment as
replacement parts for internal components, may result inincreased emissions of decreased immunity of the FreeStyle.

MN131-1 F

EN-37

EN

FreeStyle™

Materials in direct or indirect contact with the patient
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Concentrator casing ...............................Valtra/ABS/Polystyrene
Concentrator Control Panel .....................Polyester EBG7 or equivalentControl Panel Door .................................Polycarbonate
Concentrator Handle ..............................Polycarbonate
Gas Outlet, Nozzle .................................Polycarbonate
Unit Label ...............................................Lexan
Coil Cords................................................Polyurethane
Cord connectors .....................................Polycarbonate/Vinyl chloride
Power Cord .............................................PVC, Metal
Power Supply ..........................................Lexan 940(Polycarbonate)
Battery Pack ............................................Lexan 945
Battery Pack, Power Supply Labels ........Polyester film
Concentrator carrying case .....................100% Polyester microfiber w/
PCV backing
Battery carrying case, Belt and Strap ......100% Polyester microfiber w/
PVC backing

Reserve Oxygen Supply
Your Equipment Provider may recommend another source of supplemental
oxygen therapy in case there is a mechanical failure or a power outage.

Troubleshooting
The FreeStyle product is designed for years of trouble-free use.
If your FreeStyle Portable Oxygen Concentrator fails to operate properly, refer tothe chart on the following pages for possible causes and solutions and, if needed,
consult your Equipment Provider.

Do not attempt any maintenance other than the possible
solutions listed below.

EN-38

MN131-1 F

FreeStyle™

EN

Problem

Probable Cause

Solution

FreeStyle does notoperate when a pulse
flow selection button ispressed.

Battery is discharged.

Power the unit throughthe DC outlet, or an AC
outlet.

Malfunction.

Contact your Equipment
Provider, and change toanother source of oxygen
as necessary.
A continuous alarmsounds and the (red)alarm light illuminates
continuously.

FreeStyle has notdetected a breath for
15 minutes.

Check the cannula
connection.
Ensure that cannula
tubing is not kinked.
Make sure that thecannula is positioned
properly and that you arebreathing through yournose. For mouthbreathing your clinician
may recommend a chinstrap.

Intermittent alarm
condition, and the(yellow) BATT lightilluminatesintermittently.

Battery requires
charging.

Connect to a DC or an
AC outlet within 2
minutes, or connect tothe optional AirBelt.

Rapid alarm condition,and the (yellow) BATT
light illuminatesintermittently and
FreeStyle shuts down.

Battery voltage is too
low to operate the
FreeStyle unit.

Connect to DC or an AC
outlet immediately.

MN131-1 F

EN-39

EN

FreeStyle™

Problem

Probable Cause

SolutionIntermittent alarm
condition, and the (red)alarm light illuminatesintermittently.

Breathing rate has
exceeded the capacityof the FreeStyle unit.

Reduce activity, and thenturn unit off and back onagain to reset unit. If
necessary, change toanother source of oxygen
as available and contact
your Equipment Provider.

Intermittent alarm
condition, and the (red)alarm light illuminates
continuously.

A general malfunction
has occurred.

Change to anothersource of oxygen as
available, and contact
your Equipment Provider.

Unit does not start on
battery power.

Unit may be hot or cold
if left outdoors such as
in an automobile.

Allow the unit to reachnormal operating
temperature, which may
take several minutes if
exposed to temperature
extremes. Temporarily
connect your Universal
AC/DC power supply tothe unit’s power inlet andpower source, as
needed, to reset theunit’s internal battery.

Delay in recharging
internal battery.

Internal battery
exceeds charging
temperature.

Unit may be operated;
however, charging may
not resume until battery
temperature is reduced.
(See page 9 notes.)

EN-40

MN131-1 F

FreeStyle™

EN

Problem

Probable Cause

Solution

Unit alarms while inautomobile andconnected to the DC
outlet.

No power to the unit ifbattery depleted andDC outlet not charging.

Disconnect the Universal
AC/DC power supply
from the automobile
outlet, restart the
automobile, and thenreconnect the power
supply into theautomobile DC outlet toreset the breaker within
DC power supply.

All other problems.

MN131-1 F

Change to anothersource of oxygen as
available, and contact
your Equipment Provider.

EN-41

EN

FreeStyle™

FreeStyle Specifications
OxygenConcentration:*

1-3 pulse settings; equivalent to a continuous flow of 90%
oxygen +5.5/-3%
Flow Rate Settings: 1, 2 & 3 LPM (equivalent tocontinuous flow)
Settings 1 through 3 ±10%

Dimensions:

8.6 in. high x 6.1 in. wide x 3.6 in. deep (21.8 cm high x
15.5 cm wide x 9.1 cm deep)

Weight:4.4 lb (2.0 kg); 1.8 lb (.8 kg) optional AirBelt

Power:

Universal AC/DC Power Supply(100-240VAC 1.75A Max 50/60Hz)(11-16VDC 8.0A Max)

Battery duration(Rechargeable
lithium Battery)

3 LPM – 2 hours; 2 LPM – 2.5 hours; 1 LPM – 3.5 hours
Optional AirBelt when combined with the internal battery:
3 LPM – 5 hours; 2 LPM – 6 hours; 1 LPM – 10 hours

Battery recharge
time:

3.5 hours; optional AirBelt: 3 hours

Warm-up time:

2 minutes

Battery cycle life:

Approximately 300 cycles, then 80% capacity or below.

Audible alarms andpulse visualindicators:

Start-up – audible and visual (GREEN indicator light);
Pulse flow – visual (GREEN light);
Battery condition – battery level (GREEN indicator lights);
Cannula disconnect- audible and visual (RED alarm light);
System overdraw – audible and visual (RED warning andalarm lights);
High and low pressure – audible and visual (RED alarm
light);
Service required: visual (YELLOW alarm light)

Sound:

38 dBA at 1 setting: 41 dBA at 2 setting: 44 dBA at
3 setting**Temperature
range:

Operational temperature:
41°F to 104°F (5°C to 40°C)(Up to 95% RH (non-condensing)
Storage temperature:-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)**Max Operational
Altitude:

up to 12,000 ft (3,657.6 m) (483mmHg) Higher altitudes
may affect performance* Based on an atmospheric pressure of 14.7 psi (101 kPa) at 70°F (21°C)**Operating outside of these operational specifications can limit the concentrator's ability tomeet Oxygen Concentration specification at higher liter flow rates.

EN-42

MN131-1 F

FreeStyle™

EN“Specifications continued”
Medical equipment needs special precautions regarding EMC and need to beinstalled and put into service according to the EMC information provided in thissection.
Guidance and manufacturer’s declaration ± electromagnetic immunity
The FreeStyle is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of
the FreeStyle should assure that it is used in such an environment.

IMMUNITY test

IEC 60601 testlevel

Compliance level

Electrostatic
discharge (ESD)± 6 kV contact± 6 kV contact

IEC 61000-4-2± 8 kV air± 8 kV air

Electrical fasttransient/burst± 2 kV for power
supply lines± 2 kV for power supplylines

IEC 61000-4-4± 1 kV for
input/output lines

Not ApplicableSurge± 1 kV line to line

± 1 kV line to line

IEC 61000-4-5± 2 kV line to earth± 2 kV line to earth

Voltage dips, shortinterruptions andvoltage variations on
power.

<5 % UT(>95 % dip in UT)
for 0,5 cycle<5 % UT(>95 % dip in UT)
for 0,5 cycle

40 % UT(60 % dip in UT)
for 5 cycles

40 % UT(60 % dip in UT)
for 5 cycles

70 % UT(>30 % dip in UT)
for 25 cycles

70 % UT(30 % dip in UT)
for 25 cycles<5 % UT(>95 % dip in UT)
for 5s

<5 % UT(>95 % dip in UT)
for 5 s

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-11

Power frequency
magnetic field
IEC 61000-4-8

Electromagnetic environment± guidance
Floors should be wood, concrete or
ceramic tile. If floors are covered withsynthetic material, the relative
humidity should be at least 30 %.
Mains power quality should be thatof a typical commercial or hospitalenvironment.

Mains power quality should be thatof a typical commercial or hospitalenvironment.
Mains power quality should be that ofa typical commercial or hospitalenvironment. If the user of the
FreeStyle requires continued
operation during power mains
interruptions, it is recommended that
the FreeStyle be powered from anuninterruptible power supply (UPS) ora battery.

Power frequency magnetic fields
should be at levels characteristic of atypical location in a typical commercial
or hospital environment.

NOTE UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

MN131-1 F

EN-43

EN

FreeStyle™

Guidance and manufacturer’s declaration ± electromagnetic immunity
The FreeStyle is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of
the FreeStyle should assure that it is used in such an electromagnetic environment.

IMMUNITY
test

IEC 60601
TEST LEVEL

Compliancelevel

Conducted RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms150 kHz to
80 MHz3 VrmsRadiated RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz to
2.5 GHz

3 V/mElectromagnetic environment ± guidancePortable and mobile RF communications equipment
should be used no closer to any part of the FreeStyle
including cables, than the recommended separation
distance calculated from the equation applicable tothe frequency of the transmitter.
Recommended separation distance
D= 1.2 x √P
D= 1.2 x √P from 80MHz to 800MHz
D= 2.3 x √P from 800MHz to 2.5GHz
where P is the maximum output power rating of thetransmitter in watts (W) according to the transmitter
manufacturer and d is the recommended separation
distance in metres (m).
Field strengths from fixed RF transmitters, as
determined by an electromagnetic site surveya shouldbe less than the compliance level in each frequency
range.b
Interference may occur in the vicinity of equipment
marked with the following symbol:

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption andreflection from structures, objects and people.
a.

b.

EN-44

Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land
mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoreticallywith accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic
site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the FreeStyle is used
exceeds the applicable RF compliance level above, the FreeStyle should be observed to verify normal
operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting
or relocating the FreeStyle.
Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.

MN131-1 F

FreeStyle™

EN

Recommended separation distances between
portable and mobile RF communications equipment and the FreeStyle
The FreeStyle is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances arecontrolled. The customer or the user of the FreeStyle can help prevent electromagnetic interference by maintaining
a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the FreeStyleas recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated maximum
output power oftransmitter
W

Separation distance according to frequency of transmitter(m)from 150kHz to80MHz
d= 1.2 x √Pfrom 80MHz to
800MHzd= 1.2 x √Pfrom 800MHz to
2.5GHzd= 2.3 x √P

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d inmeters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the
maximum output power rating of the transmitter in Watts (W) according to the transmitter manufacturer.
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption andreflection from structures, objects and people.

Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic emissions
The FreeStyle is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of
the FreeStyle should assure that it is used in such an environment.

Emissions test

Compliance

RF emissions
CISPR 11

Group 1

RF emissions
CISPR 11Class B

Harmonic emissions
IEC 61000-3-2Class A

Voltage fluctuations/
flicker emissions
IEC 61000-3-3Complies

MN131-1 F

Electromagnetic Environment guidance
The FreeStyle uses RF energy only for its internal function.
Therefore, its RF emissions are very low and are not likely tocause any interference in nearby electronic equipment.

The Freestyle is suitable for use in all establishments, including
domestic establishments and those directly connected to the
public low-voltage power supply network that supplies buildings
used for domestic purposes.

EN-45

EN

FreeStyle™

Classification
Type of protection against electric shock:Class II Protection from electric shock is achieved by double
insulation.
Degree of protection against electric shock:Type BF Equipment providing a particular degree of protection againstelectric shock regarding1) allowable leakage current;
2) reliability of protective earth connection (if present).
Not intended for direct cardiac application.
Independent testing for Medical Electrical Equipment Standard:
Tested to be in compliance withIEC 60601-1 General Requirements for safety.
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1-08 M90 Medical Electrical
Equipment – Part 1: General
Requirements for Safety
Protection against potential electromagnetic or other interference between theequipment and other devices.
Tested to be in compliance with EN60601-1-2 (EMC).
Tested to be in compliance with RTCA/DO160 Section 21
Category M.
CISPR 11 / EN 55011 Class B Group 1, “Industrial, Scientific,
and Medical (ISM) Equipment”
FCC Part 15, Subpart B – Class B Unintentional Radiators
Method of cleaning and infection control allowed:
Please refer to “Cleaning, Care, and Proper Maintenance”
section of this FreeStyle Patient Manual.
Degree of safety of application in the presence of flammable anesthetic
gases:
Equipment not suited for such application.
Mode of operation:
Continuous duty.

EN-46

MN131-1 F

FreeStyle™

EN

Limited Warranty
AirSep Corporation warrants the FreeStyle Oxygen Concentrator to be free fromdefect in parts for three years (as specified on the original invoice provided) fromthe date of delivery to the original purchaser, under normal use and operation. The
battery is warranted for one year. AirSep Corporation’s obligations under thiswarranty are limited to the repair or replacement of any such item of equipment (orpart thereof) shown to be defective or, at AirSep Corporation’s option, to refund
the purchase price of any such defective item of equipment.
Each item of equipment for which a warranty claim is asserted shall, at the requestof AirSep Corporation, be returned on a prepaid basis with proof of purchase dateto the AirSep factory at the expense of the purchaser. The purchaser will be
responsible for return freight charges. Replacement parts shall be warranted asstated above for the unexpired portion of the original three-year parts warranty (asspecified on the original invoice provided). This warranty does not extend to any
item or part subjected to misuse, accident, improper maintenance, or application,or which has been repaired or altered outside of the AirSep Corporation factory
without the express prior written authorization of AirSep Corporation.
THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY,
EXPRESSED OR IMPLIED, IN FACT OR IN LAW, INCLUDING WITHOUT
LIMITATION THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR THE WARRANTY
OF FITNESS FOR PARTICLUAR PURPOSE. IT IS EXPRESSLY UNDERSTOOD
THAT PURCHASER’S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR DEFECT IN
PARTS IS LIMITED TO ENFORCEMENT OF AIRSEP CORPORATION’SOBLIGATION AS SET FORTH ABOVE, AND AIRSEP CORPORATION SHALLNOT BE LIABLE TO PURCHASER OR OTHERS FOR LOSS OF USE OF THE
EQUIPMENT OR FOR OTHER SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES.
For European representative:
Medical Product Services GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany
E-mail: info@mps-gmbh.eu

MN131-1 F

EN-47

FreeStyle™

IT

NON UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA SENZA AVEREPRIMA LETTO E COMPRESO IL PRESENTE MANUALE. PEREVITARE POSSIBILI LESIONI O DANNI, SE NON SI È IN
GRADO DI COMPRENDERE LE AVVERTENZE E LEISTRUZIONI, CONTATTARE IL DISTRIBUTORE PRIMADI PROCEDERE ALL'UTILIZZO.
Il fumo durante l'utilizzo dell'ossigeno è la prima causa delle
ustioni e può avere conseguenze letali. Rispettare leseguenti avvertenze di sicurezza:
Non ammettere la presenza di sigarette accese, candele ofiamme libere nella stessa stanza in cui è collocato il dispositivoo a meno di 1,52 metri di distanza da qualsiasi altro accessorio
per l'erogazione dell'ossigeno.
Non fumare mentre si indossa una cannula per l'ossigeno perevitare il rischio di ustioni al viso e possibili conseguenze letali.
La cannula rimossa e appoggiata su lenzuola e coperte, sofào altri materiali di imbottitura, in presenza di una sigaretta, fonte
di calore o fiamma, può provocare un incendio.
Questi 3 accorgimenti possono salvare la vita di chi fuma:
spegnere il concentratore di ossigeno, togliere la cannula
e abbandonare la stanza nella quale è collocato il dispositivo.

Esporre in evidenza i segnali "Vietato fumare – Utilizzo diossigeno in corso" in casa o nell'ambiente in cui viene usato il
concentratore di ossigeno. I pazienti e coloro che li assistono
devono essere informati dei pericoli del fumo in presenza, o in
caso di utilizzo, di ossigeno medico.

IT

FreeStyle™

INDICE
Concentratore portatile di ossigeno
AirSep® FreeStyle™
Concentratore portatile di ossigeno AirSep FreeStyle™
IT1
Simboli
IT1-2
Perché il medico ha prescritto l'ossigeno?
IT2-3
In cosa consiste il concentratore portatile di ossigeno FreeStyle? IT3-4
Profilo dell'operatore
IT4
FreeStyle e i viaggi in aereo – Approvazione FAA
IT4-5
Norme di sicurezza importanti
IT5-11
Norme di sicurezza principali per la cintura opzionale AirBelt
IT12Operazioni preliminari con il concentratore portatile
di ossigeno FreeStyle
IT13-15
Ricarica della batteria
IT15-17Cannula nasale
IT17-18
Componenti dell'unità FreeStyle
IT19-20
Istruzioni per l'uso
IT20-22
Fonti di alimentazione
IT22-23
Alimentatore c.a./c.c. universale FreeStyle™
(istruzioni per l'uso)
IT23-28
Filtri
IT28-29
Impostazione del selettore di flusso
IT29-30
Allarmi/Spie
IT30-32
Cosa fare in risposta all'attivazione degli allarmi
e delle spie di FreeStyle
IT32-33
Pulizia, cura e manutenzione
IT34-36
Contenitore
IT34
FiltroIT35
Borsa per il trasporto
IT36
Spia di allarme/manutenzione
IT36
Accessori FreeStyle
IT37-38
Materiali a contatto diretto o indiretto con il paziente
IT39
Fonte di ossigeno di riserva
IT39
Risoluzione dei problemi
IT39-41
Caratteristiche tecniche di FreeStyle
IT42-45Classificazione
IT46
Garanzia limitata
IT47

FreeStyle™

IT

Concentratore portatile di ossigeno AirSep FreeStyle™
Il presente Manuale del paziente consente di acquisire dimestichezza con ilconcentratore portatile di ossigeno (POC) FreeStyle™ prodotto da AirSep.
Assicurarsi di avere letto e compreso tutte le informazioni in esso contenute prima
di utilizzare l'unità FreeStyle. In caso di domande, rivolgersi al distributoredell'apparecchiatura.

Simboli
Sulle apparecchiature e/o nei manuali si usano spesso dei simboli al posto delleparole per diminuire la possibilità di incomprensioni causate dalle differenze
linguistiche. I simboli consentono inoltre di definire meglio i concetti utilizzando uno
spazio ridotto.
La seguente tabella riporta l'elenco dei simboli e delle relative definizioni utilizzati
per il concentratore portatile di ossigeno FreeStyle.
Simbolo

MN131-1 F

Descrizione

Simbolo

Descrizione

Avvertenza –Descrive un pericolo
o una pratica nonsicura che, se non
evitati, possono
provocare gravi
lesioni fisiche, il
decesso o dannimateriali

Apparecchiatura diClasse II, con doppio
isolamento

Attenzione –Descrive un pericolo
o una pratica nonsicura che possono
provocare lesioni
fisiche di minore
entità o dannimateriali

Conforme alla
direttiva 93/42/CEE
redattadall'organizzazione
approvata n. 0459

Nota – Fornisce
informazioni
sufficientemente
importanti da meritaredi essere messe inrisalto o ripetute

Vedere le istruzioni

IT-1

IT

FreeStyle™

Conforme alla
categoria M, sezione 21
di RTCA/DO-160

Consultare la
documentazione
allegata

Conservare l'unitàe gli accessori
all'asciutto

Non utilizzare oli
o lubrificanti

Per leapparecchiature
elettriche ed
elettronicheè necessario
predisporre uno
smaltimento adeguato

Non fumare

Non smontare

Apparecchiaturadi tipo BF

Consultare leistruzioni per l'uso

Conforme alla
categoria M, sezione
21 di RTCA DO160.
Requisito SFAR 106
della FAA

Ente per la sicurezza
per CAN/CSA C22.2
N. 60601-1-08 M90
per le apparecchiature
elettromedicali

Questo lato verso
l'altoEnte per la sicurezza
per CAN/CSA C22.2
N. 601.1 M90 per leapparecchiature
elettromedicali

Fragile –Maneggiare con cura

POC approvato
dalla FAA
Non esporrea fiamme libere

Perché il medico ha prescritto l'ossigeno?
Molte persone soffrono di diverse patologie cardiache, polmonari e respiratorie.
Per molti di questi pazienti, l'ossigenoterapia integrativa somministrata in casa, inviaggio o nel corso dello svolgimento di normali attività fuori casa può avere effetti
positivi.

IT-2

MN131-1 F

FreeStyle™

IT

L'ossigeno è un gas presente fino al 21% nell'aria ambientale che respiriamo. Per
un corretto funzionamento, il nostro organismo richiede un apporto costante diossigeno. In base alle particolari condizioni del paziente, il medico prescrive
un'impostazione del flusso idonea al suo trattamento.
Sebbene l'ossigeno non sia un farmaco che dà dipendenza, l'ossigenoterapia nonautorizzata può essere pericolosa. Pertanto, prima di usare questo concentratore
di ossigeno, è indispensabile consultare un medico. Il distributoredell'apparecchiatura che fornisce l'unità per l'ossigeno spiegherà al paziente come
impostare la portata prescritta.

Il concentratore portatile di ossigeno FreeStyle può essere usato
durante il sonno solo su indicazione di un medico qualificato.

È molto importante selezionare il livello prescritto per il flusso diossigeno. Non aumentare o diminuire il flusso senza prima
consultare il proprio medico.

In cosa consiste il concentratore portatile
di ossigeno FreeStyle?
I concentratori di ossigeno sono stati introdotti a metà degli anni '70 e sono diventati lefonti di ossigeno supplementare più convenienti e affidabili fra quelle attualmente
disponibili. Rappresentano le alternative più economiche, efficaci e sicure rispetto
all'uso di bombole di ossigeno ad alta pressione o di ossigeno liquido. Forniscono tutto
l'ossigeno necessario senza bisogno di bombole o bombolette.
L'aria respirata contiene circa il 21% di ossigeno, il 78% di azoto e l'1% di altri gas.
Nell'unità FreeStyle, l'aria ambientale passa attraverso un materiale assorbente
autorigenerante denominato "setaccio molecolare", che assolve la funzione diseparare l'ossigeno dall'azoto. In questo modo viene messo a disposizione delpaziente un flusso di ossigeno a elevata concentrazione.
FreeStyle combina la tecnologia avanzata di concentrazione di ossigeno a quelladi conservazione dell'ossigeno in quello che è il concentratore portatile di ossigeno
più piccolo e leggero al mondo, con un peso di soli 2 kg. L'unità produce in maniera
efficace il proprio ossigeno e lo eroga sotto forma di pulsazione all'inizio
dell'inalazione mentre il paziente respira. Si evitano così gli sprechi associati ai
dispositivi con flusso continuo di ossigeno che effettuano l'erogazione durante
l'esalazione Questa pulsazione dell'ossigeno è equivalente al flusso continuo.
MN131-1 F

IT-3

IT

FreeStyle™

FreeStyle produce un flusso di ossigeno equivalente a 3 l/min (litri al minuto) al
massimo in un contenitore così leggero da poter essere facilmente trasportato eutilizzato fuori casa.
FreeStyle può essere collegato a quattro fonti di alimentazione diverse (consultare
la sezione Fonti di alimentazione del presente manuale).

Profilo dell'operatore
I concentratori AirSep assolvono la funzione di erogare una quantità di ossigeno
supplementare ai pazienti sofferenti per il disagio provocato da affezioni a carico dei
polmoni tali da pregiudicare il trasferimento dell'ossigeno presente nell'aria nel flusso
sanguigno. I concentratori portatili di ossigeno offrono la praticità di un sistema POC
senza contenitore di riserva (serbatoio O2) rendendo l'utente relativamente
autosufficiente in termini di utilizzo domestico, deambulazione (dentro e fuori casa),
mobilità e stile di vita in generale. Il concentratore di ossigeno deve essere prescritto
da un medico e non deve essere utilizzato come supporto vitale.
Nonostante l'ossigenoterapia possa essere prescritta a pazienti di tutte le età, ilpaziente tipo ha superato i 65 anni e soffre di broncopneumopatia cronica
ostruttiva (BPCO). Generalmente i pazienti hanno buone capacità cognitivee devono essere in grado di comunicare il proprio disagio. Se l'utente non è ingrado di comunicare il proprio disagio o di leggere e comprendere le etichette e leistruzioni per l'uso del concentratore, l'utilizzo del concentratore è consigliato
esclusivamente sotto la supervisione di qualcuno che lo possa fare in sua vece.
Per qualsiasi disagio avvertito durante l'uso del concentratore, si consiglia ai
pazienti di rivolgersi al proprio medico. È consigliabile inoltre che i pazienti abbianoa disposizione una scorta di ossigeno (ad esempio, una bomboletta di ossigeno)
in caso di mancanza di corrente o guasto del concentratore. L'utilizzo delconcentratore non richiede altre capacità o abilità particolari.

FreeStyle e i viaggi in aereo – Approvazione FAA
Il dispositivo FreeStyle è stato approvato dall'amministrazione federaledell'aviazione (FAA) degli Stati Uniti che ne consente l'utilizzo in volo sulle lineecommerciali sulla base di un emendamento del 2006 alle norme SFAR 106.
Inoltre, dal 13 maggio 2009, una nuova nuova disposizione del Department ofTransportation (DOT)/FAA degli USA ha stabilito che i mezzi con basestatunitense, così come i voli internazionali provenienti da o diretti negli Stati Uniti,
devono consentire ai passeggeri l'utilizzo dei concentratori portatili di ossigeno con
approvazione FAA a bordo e in volo come supporti necessari per la salvaguardia
della loro salute. Verificare direttamente presso le singole compagnie aeree con leIT-4

MN131-1 F

FreeStyle™

IT

quali si intende viaggiare per ricevere informazioni aggiornate sulle loro specifichedisposizioni rispetto ai dispositivi POC.

---- [Leggere la sezione Norme di sicurezza importanti prima di utilizzare
l'apparecchiatura.] ----

Norme di sicurezza importanti
Esaminare attentamente e prendere dimestichezza con le seguenti principali norme disicurezza che riguardano il concentratore portatile di ossigeno FreeStyle.
Questo dispositivo fornisce ossigeno a elevata concentrazionee ciò facilita il rapido sviluppo di incendi. Non consentire difumare o usare fiamme libere nella stessa stanza in cui è
presente (1) questo dispositivo o (2) un qualsiasi altro
accessorio per l'erogazione dell'ossigeno. La mancata
osservanza di questa avvertenza può provocare gravi incendi,
danni materiali e/o causare lesioni fisiche o letali.

Se si evidenziano disturbi o in caso di emergenza medica,
rivolgersi immediatamente a un medico.

Non riscaldare oltre i 60°C.

Questa unità non deve essere utilizzata come supporto vitale.
I pazienti geriatrici, pediatrici o di altro tipo incapaci dicomunicare i propri disturbi durante l'uso di questa unità
potrebbero avere bisogno di un monitoraggio aggiuntivo.
I pazienti con problemi di udito e/o vista potrebbero
necessitare di aiuto per monitorare gli allarmi.

MN131-1 F

IT-5

IT

FreeStyle™

Non utilizzare prodotti a base di olio, grasso o petrolio o altri
prodotti infiammabili con gli accessori per l'erogazionedell'ossigeno o l'unità FreeStyle. Usare esclusivamente lozioni
o pomate a base acquosa, compatibili con l'ossigeno.
L'ossigeno accelera la combustione delle sostanze
infiammabili.
L'uso improprio della batteria FreeStyle può causare il
surriscaldamento e l'incendio della batteria con conseguenti
lesioni gravi. Non perforare, colpire, calpestare o lasciar
cadere la batteria ed evitare di sottoporla a forti impatti o urti.

Se si utilizza FreeStyle all'esterno con l'alimentatore c.a./c.c.
universale, collegare quest'ultimo solamente a una presa coninterruttore differenziale.

L'utilizzo di cavi e adattatori diversi da quelli specificati,a eccezione dei cavi e degli adattatori venduti dal produttoredell'apparecchiatura elettromedicale come ricambi dei
componenti interni, può provocare maggiori emissioni con un
livello di immunità minore per FreeStyle.

Non sono ammesse modifiche a questo dispositivo.

Non collocare FreeStyle in prossimità di o sopra altre
apparecchiature durante l'utilizzo. Qualora fosse necessario
usarlo in prossimità di o sopra altre apparecchiature,osservare il dispositivo per accertarne il normale
funzionamento.
Rischio di folgorazione elettrica. Per evitare rischi difolgorazione, staccare il cavo di alimentazione dalla presa
elettrica prima di pulire l'unità. Solo il distributoredell'apparecchiatura o un tecnico dell'assistenza qualificato
possono aprire l'unità ed effettuarne la manutenzione.

IT-6

MN131-1 F

FreeStyle™

IT

Evitare accuratamente di bagnare FreeStyle o di farvi entraredell'acqua. Diversamente il contatto con l'acqua potrebbe
causare un funzionamento anomalo o lo spegnimentodell'unità.

La legge federale (USA) limita la vendita o il noleggio di questo
dispositivo da parte o su indicazione di un medico qualificato.

In caso di allarme o se si osserva il funzionamento non correttodi FreeStyle, consultare la sezione Risoluzione dei problemi nel
presente manuale. Se non si riesce a risolvere il problema,contattare il distributore dell'apparecchiatura.

Il concentratore portatile di ossigeno FreeStyle può essere
usato durante il sonno solo su indicazione di un medicoqualificato.

L'utilizzo dell'unità FreeStyle al di fuori del normale intervallo ditemperatura può influire sulle prestazioni e ridurre la durata dellabatteria e/o incrementarne il tempo di carica (consultare lasezione Caratteristiche tecniche di FreeStyle nel presentemanuale).

Durante l'uso impedire l'ostruzione del filtro di aspirazione odelle prese d'uscita dell'aria. Diversamente l'unità FreeStyle si
può surriscaldare o funzionare in maniera anomala.

Non utilizzare questa unità in uno spazio ristretto o ridotto(ad esempio, in una custodia o una borsa di dimensioni ridotte)
dove la ventilazione può risultare limitata. Diversamente l'unità
FreeStyle si può surriscaldare o funzionare in maniera
anomala.

MN131-1 F

IT-7

IT

FreeStyle™

Quando si utilizza FreeStyle in automobile, su un'imbarcazione
o in un altro veicolo con l'alimentatore c.a./c.c. universale,verificare che il veicolo sia avviato e in funzione prima dicollegare l'unità. Se la spia dell'alimentatore c.a./c.c.
universale non si illumina e richiede il reset, scollegare
l'alimentatore dalla presa c.c., riavviare il veicolo e ricollegare
l'alimentatore alla relativa presa c.c. La mancata osservanza diqueste istruzioni può causare un'interruzione
nell'alimentazione di FreeStyle.
Quando si spegne l'automobile in cui si sta utilizzando l'unità
FreeStyle, scollegare e rimuovere l'unità dal veicolo. Non
lasciare mai l'unità FreeStyle in un veicolo molto caldo o in altriambienti simili a temperature troppo elevate o troppo basse. Il
funzionamento o la conservazione dell'unità in un luogo che
non rispetta le specifiche relative alla temperatura possono
pregiudicare le prestazioni di FreeStyle (consultare la sezione
Caratteristiche tecniche di FreeStyle nel presente manuale).
Se l'unità FreeStyle è stata conservata per un periodo
prolungato di tempo al di fuori del normale intervallo ditemperatura, prima di accendere l'unità occorre lasciarla
tornare alla temperatura normale di funzionamento (consultare
la sezione Caratteristiche tecniche di FreeStyle nel presentemanuale).

È molto importante selezionare solo il livello di ossigeno
prescritto. Modificare la selezione del flusso pulsante solo sotto
controllo del medico.

Sostituire la cannula monouso secondo le indicazioni delproduttore o del distributore dell'apparecchiatura. Il distributoredell'apparecchiatura è in grado di fornire ulteriori pezzi diricambio.

IT-8

MN131-1 F

FreeStyle™

IT

Non collocare il concentratore in una posizione che puòrendere difficoltoso l'accesso al cavo di alimentazione.

Collocare il concentratore in modo tale da evitare il contatto
con sostanze inquinanti o fumi.

Non collocare il concentratore in una posizione che puòrendere difficoltoso l'accesso al cavo di alimentazione.

Gli apparecchi di comunicazione in radiofrequenza portatili emobili possono influenzare il funzionamento dell'apparecchiatura
elettromedicale.

Il tubo della cannula non deve essere piegato e può essere
utilizzato per una lunghezza massima di 7,6 m.

Verificare che la cannula sia completamente inserita e fissata
correttamente. Solo così l'unità FreeStyle può rilevare
correttamente il momento dell'ispirazione per l'erogazionedell'ossigeno.
La conservazione del dispositivo FreeStyle per periodi
prolungati a temperature elevate o con la batteria
completamente carica o scarica può ridurre la vita utile dellabatteria.
In base alla temperatura della batteria di FreeStyle possono
trascorrere diversi minuti prima dell'avvio del ciclo di carica dopo
avere collegato l'alimentazione. Si tratta di una situazione
normale e voluta per consentire la carica in completa sicurezza.

MN131-1 F

IT-9

IT

FreeStyle™

Non è necessario che la batteria di FreeStyle si scarichi
completamente prima di ricaricarla. È consigliabile ricaricare labatteria di FreeStyle dopo ogni utilizzo.

Il processo di ricarica può iniziare dopo diversi minuti dalcollegamento all'alimentazione. Questo intervallo dipende dallatemperatura di esercizio interna della batteria. Si tratta di una
situazione normale e voluta per consentire la carica della batteria incompleta sicurezza. Questa condizione si può verificare con
maggiori probabilità dopo che la batteria si è completamente
scaricata.

Quando collegata all'alimentazione c.a. o c.c., la batteria si
ricarica fino a raggiungere il livello di carica massima, sia chel'unità sia accesa oppure spenta.

Se la batteria interna si scarica completamente e l'unità FreeStyle si
spegne, non è possibile effettuare la riaccensione con l'AirBelt. In
questo caso collegare FreeStyle all'alimentatore c.a./c.c. universale
per un breve intervallo per erogare una quantità di potenzasufficiente alla batteria per riavviare l'unità. L'AirBelt si potrà quindi
collegare per offrire un tempo di ricarica supplementare.

Se l'alimentatore di FreeStyle rimane collegato quando labatteria è completamente carica, i quattro LED si spengono
entro 1 ora.

Inizialmente, prima di utilizzare l'unità per la prima volta a batteria,
potrebbe essere necessario collegare l'alimentatore c.a./c.c.
universale di FreeStyle all'unità. Il distributore dell'apparecchiatura
potrebbe aver già effettuato questo passaggio per conto del cliente.

Come filtro di aspirazione dell'aria per questa unità utilizzare
esclusivamente il filtro con codice prodotto AirSep FI144-I.

IT-10

MN131-1 F

FreeStyle™

IT

Non usare FreeStyle senza il filtro di aspirazione dell'aria
installato. Se è disponibile un secondo filtro, inserire il filtro "diricambio" prima di pulire quello sporco.

AirSep non consiglia la sterilizzazione di questo dispositivo.

Non cercare di eseguire interventi di manutenzione diversi dalle
eventuali soluzioni elencate nel presente manuale.

La batteria ricaricabile agli ioni di litio utilizzata nell'unità FreeStylenon deve essere completamente scarica per poter essere
ricaricata. È consigliabile ricaricare la batteria a prescindere
dal livello di capacità della batteria dopo ogni utilizzo.
La batteria si ricarica sia quando l'unità è spenta sia quando
è collegata all'alimentatore c.a./c.c. universale.

Le batterie al litio potrebbero rimanere definitivamente fuori uso
se esposte a temperature estremamente elevate quando
completamente cariche o scariche. In previsione di un periodo diconservazione prolungato è consigliabile caricare le batterie dal
25 al 50% e mantenerle a una temperatura di 23°C ± 2°C.
Esporre in evidenza i segnali "Vietato fumare – Utilizzo diossigeno in corso" in casa o nell'ambiente in cui viene usato il
concentratore di ossigeno. I pazienti e coloro che li assistono
devono essere informati dei pericoli del fumo in presenza, o in
caso di utilizzo, di ossigeno medico.

MN131-1 F

IT-11

IT

FreeStyle™

Norme di sicurezza principali per la cintura opzionale AirBelt
L'uso improprio dell'AirBelt può causare il surriscaldamento el'incendio della batteria con conseguenti lesioni gravi. Non
perforare, colpire, calpestare o lasciar cadere la batteria ed
evitare di sottoporla a forti impatti o urti.

Riposizionare il cappuccio di sicurezza sul cavo dialimentazione dell'AirBelt quando il dispositivo non è in uso.

Non tentare di caricare il dispositivo opzionale AirBelt con
l'alimentatore c.a./c.c. universale di FreeStyle per evitare didanneggiare l'AirBelt.
Utilizzare esclusivamente l'alimentatore dell'AirBelt
appositamente fornito per la carica.
In base alla temperatura dell'AirBelt possono trascorrere diversi
minuti prima dell'avvio del ciclo di carica dopo avere collegato
l'alimentazione. Si tratta di una situazione normale e voluta perconsentire la carica in completa sicurezza.

Non è necessario che l'AirBelt sia completamente scarico prima di
ricaricarlo. È consigliabile ricaricare l'AirBelt dopo ogni utilizzo.

Le batterie al litio potrebbero rimanere definitivamente fuori
uso se esposte a temperature estremamente elevate quando
completamente cariche o scariche. In previsione di un periodo diconservazione prolungato è consigliabile caricare le batterie dal
25 al 50% e mantenerle a una temperatura di 23°C ± 2°C.

IT-12

MN131-1 F

FreeStyle™

IT[Leggere la sezione Norme di sicurezza principali prima diutilizzare l'apparecchiatura.]

Operazioni preliminari con il concentratore portatile diossigeno FreeStyle
La confezione di FreeStyle contiene gli articoli descritti e illustrati nelle Figure 1-3.
Nel caso di eventuali articoli mancanti contattare il distributore dell'apparecchiatura.
••••

Concentratore portatile di ossigeno FreeStyle con custodia per iltrasporto
Manuale del paziente (non illustrato)
Alimentatore c.a./c.c. universale (100-240 volt, 50/60 Hz) con cavo dialimentazione
Cavo di alimentazione c.c.

Figura 2: Alimentatore c.a./c.c. universale
FreeStyle con cavo di alimentazione
Figura 1: Unità FreeStyle

Figura 3: Alimentatore c.c. FreeStyle

Su richiesta è disponibile anche un dispositivo AirBelt per incrementare la duratadella batteria. La confezione contiene i seguenti articoli illustrati nella Figura 4:••

Cintura con batteria AirBelt
Alimentatore c.a./c.c. universale (100-240 volt, 50/60 Hz) con cavo dialimentazione

MN131-1 F

IT-13

IT

FreeStyle™

L'uso improprio dell'AirBelt può causare il surriscaldamento
e l'incendio della batteria con conseguenti lesioni gravi. Non
perforare, colpire, calpestare o lasciar cadere la batteria ed
evitare di sottoporla a forti impatti o urti.

Leggere tutte le avvertenze, indicazioni e note dell'AirBelt prima diprocedere con l'utilizzo dell'apparecchiatura.
Vedere "Norme di sicurezza principali per la cintura opzionale AirBelt"a pagina 9.
Tra gli altri accessori opzionali è compresa un'imbragatura per trasformare
facilmente la borsa per il trasporto di FreeStyle in uno zaino (codice prodotto
MI284-1), come illustrato nella Figura 5. Se si desidera, FreeStyle si può indossare
anche alla vita, facendo passare l'AirBelt o un'altra cintura attraverso i passantidella borsa per il trasporto di FreeStyle (vedere Figura 6). La borsa per gli
accessori disponibile su richiesta (codice prodotto MI320-1) consente di spostarsi
con ancora maggiore praticità, trasportando con sé tutti gli accessori dialimentazione, l'AirBelt opzionale e/o l'imbragatura da utilizzare a destinazione.

Figura 4: AirBelt e alimentatore c.a/c.c.
universale con cavo di alimentazione

Figura 5: Unità
FreeStyle indossata
come zaino

Figura 6: Unità
FreeStyleindossata in vita

Riposizionare il cappuccio di sicurezza sul cavo di alimentazionedell'AirBelt quando il dispositivo non è in uso.

IT-14

MN131-1 F

FreeStyle™

IT

Prima di utilizzare FreeStyle per la prima volta, acquisire familiarità con
i componenti principali. Questi sono indicati nelle figure delle pagine seguenti e leloro caratteristiche saranno esaminate in seguito nel presente manuale.

Ricarica della batteria
Prima di uscire con FreeStyle per la prima volta o dopo un uso prolungato,verificare che la batteria dell'unità sia completamente carica. Per verificare il livellodi carica della batteria interna, premere il pulsante BATT sulla tastiera di FreeStyle.
I LED degli indicatori o delle spie della batteria sopra il pulsante BATT si
accenderanno per indicare il livello di carica della batteria interna (25-100%). Nota:la batteria interna si carica tutte le volte che l'unità funziona con alimentazione c.a.
o c.c. Per caricare la batteria interna di FreeStyle, è sufficiente collegare
l'alimentatore c.a./c.c. universale alla presa di ingresso dell'unità (come illustrato
nella Figura 7). Accertarsi di allineare correttamente il cavo di alimentazione conquesta presa. Per farlo, fare riferimento alla spina a "D" presente sia sul connettoredel cavo di alimentazione sia sulla presa di FreeStyle. Essi devono essere
adeguatamente allineati e, nell'estrarre il cavo di alimentazione, il pulsante dirilascio va premuto per poterlo estrarre dall'unità FreeStyle. Si evita così ildanneggiamento dell'unità o degli accessori di alimentazione.

Presa di ingressodell'unità
FreeStyle

Premere per
estrarre il cavo dialimentazione.

Dispositivo AirBelt opzionale
Il sistema AirBelt opzionale, che può aumentare la durata totale della batteria di
FreeStyle fino a 10 ore, richiede circa 3 ore per una ricarica completa quando labatteria esterna è completamente scarica. Per ricaricare il dispositivo AirBelt,
collegare il relativo alimentatore c.a. all'estremità del cavo di alimentazionedell'AirBelt (come illustrato nella Figura 8) e l'altra estremità del cavo dialimentazione a una presa c.a. Per controllare il livello di carica della batteriadell'AirBelt, sul cavo di questo accessorio è situato un indicatore o una spia dellabatteria separato che funziona esattamente come l'indicatore della batteria interna
sulla tastiera.

MN131-1 F

IT-15

IT

FreeStyle™

In base alla temperatura della batteria di FreeStyle possono
trascorrere diversi minuti prima dell'avvio del ciclo di carica dopo
avere collegato l'alimentazione. Si tratta di una situazione
normale e voluta per consentire la carica in completa sicurezza.

Non è necessario che la batteria di FreeStyle si scarichi
completamente prima di ricaricarla. È consigliabile ricaricare labatteria di FreeStyle dopo ogni utilizzo.

Il processo di ricarica può iniziare dopo diversi minuti dalcollegamento all'alimentazione. Questo intervallo dipende dallatemperatura di esercizio interna della batteria. Si tratta di una
situazione normale e voluta per consentire la carica della batteria incompleta sicurezza. Questa condizione si può verificare con
maggiori probabilità dopo che la batteria si è completamente
scaricata.

Figura 7: Ricarica della batteria interna

Figura 8: Ricarica della batteriadell'AirBelt

Non è necessario che l'AirBelt sia completamente scarico prima di
ricaricarlo. È consigliabile ricaricarlo dopo ogni utilizzo.

••

Se completamente scarica, la batteria interna dell'unità FreeStyle si
ricaricherà completamente in 3 ½ ore circa, sia che l'unità sia collegatao meno all'alimentatore c.a./c.c. universale.
Durante la ricarica di una batteria completamente scarica, il LED di carica al
25% inizierà a lampeggiare rapidamente per alcuni minuti per poi lampeggiarea un ritmo rallentato (ogni 1/2 secondo).

IT-16

MN131-1 F

FreeStyle™

•
•
•

IT

Il LED continuerà a lampeggiare fino al raggiungimento della capacità del
25%. A questo punto il LED non lampeggerà più e resterà acceso.
Ognuno dei quattro LED, 25%-100%, lampeggerà come indicato inprecedenza e smetterà di lampeggiare restando acceso al raggiungimentodella rispettiva capacità di carica.
Quando tutti i LED sono accesi senza lampeggiare significa che la batteria ècompletamente carica. I quattro LED rimarranno accesi per qualche tempo
per poi spegnersi.
Le batterie al litio potrebbero rimanere definitivamente fuori
uso se esposte a temperature estremamente elevate quando
completamente cariche o scariche. In previsione di un periodo
di conservazione prolungato è consigliabile caricare le batteriedal 25 al 50% e mantenerle a una temperatura di 23°C ± 2°C.

---- [Leggere la sezione Norme di sicurezza importanti prima diutilizzare l'apparecchiatura.]----

Cannula nasale
La cannula nasale e il relativo tubo sono utilizzati per trasportare l'ossigeno
dall'unità FreeStyle all'utente. Il tubo è collegato all'uscita di ossigeno dell'unità(vedere Figura 9).

Figura 9: Collegamento della cannula all'uscita dell'ossigeno di FreeStyle

AirSep consiglia una cannula nasale con un tubo di 2,1 metri, codice prodotto
AirSep CU002-1. Possono essere utilizzati tubi di diversa lunghezza fino a un
massimo di 7,6 m, compresa la cannula nasale.

MN131-1 F

IT-17

IT

FreeStyle™

Sostituire periodicamente la cannula monouso dopo un impiego
normale. Il distributore dell'apparecchiatura è in grado di fornire
ulteriori pezzi di ricambio.

Il tubo della cannula non deve essere piegato e può essere
utilizzato per una lunghezza massima di 7,6 m.

Attenersi sempre alle istruzioni del produttore della cannula per un
uso corretto. Consultare il proprio medico per stabilire i tempi disostituzione della cannula.

Verificare che la cannula sia completamente inserita e fissata
correttamente. Solo così l'unità FreeStyle può rilevare
correttamente il momento dell'ispirazione per l'erogazionedell'ossigeno.

IT-18

MN131-1 F

FreeStyle™

IT

Componenti dell'unità FreeStyle

Impugnatura
Uscita dell'ossigeno
Presa d'uscita
dell'aria

Presa d'uscita
dell'aria

Presa d'ingresso per ilcollegamentodell'alimentazione
Coperchio filtro
di aspirazione

Figura 10: Vista esterna dell'unità FreeStyle – Lato anteriore
Coperchio
antipolvere
Spia di allarme/
manutenzione

Indicatori flusso
pulsante

Pulsante di selezionedel flusso

Indicatori/spiedella batteria

Pulsante
batteria (interna)
Figura 11: Primo piano del display della tastiera/allarmi

MN131-1 F

IT-19

IT

FreeStyle™

RTCA DO160 indica
che l'unità FreeStyleè stata testata edè risultata conforme
agli standard FAA.

Etichetta/Istruzioni
per il paziente

Figura 12: Vista esterna dell'unità FreeStyle – Lato posteriore

Una volta acquisita dimestichezza con i componenti di FreeStyle, attenersi alleistruzioni delle pagine seguenti per utilizzare l'unità FreeStyle.

[Leggere la sezione Norme di sicurezza principali prima diutilizzare l'apparecchiatura.]

Istruzioni per l'uso
1.

Collocare e mettere in posizione FreeStyle in modo che le presed'aspirazione e le prese d'uscita per l'aria non siano ostruite.

2.

Alimentare l'unità tramite (a) la batteria interna, (b) l'AirBelt, (c) una presadi corrente c.c. (ad esempio, un'automobile o un'imbarcazione a motore)o (d) una presa di corrente c.a. (ad esempio, una normale presa elettrica
domestica) (consultare la sezione Fonti di alimentazione del presente
Manuale del paziente).

3.

Collegare la cannula in dotazione all'uscita dell'ossigeno.

4.

Sollevare il coperchio antipolvere dell'unità.

5.

Accendere l'unità FreeStyle premendo il pulsante [1], [2] o [3] sulla
tastiera dell'unità in base al flusso di litri prescritto dal medico. Il LED

IT-20

MN131-1 F

FreeStyle™

IT

verde sopra il pulsante selezionato si accende. Ogni volta che si
accende l'unità FreeStyle, viene emesso un breve segnale acustico.
Ciò indica che FreeStyle è acceso e pronto all'uso.
6.

Per modificare l'impostazione del flusso pulsante, premere il relativo
pulsante. Dopo l'attivazione della modalità di avvio automatico, unadifferenza nel suono emesso durante la modifica delle impostazioni
è normale.

7.

Per spegnere FreeStyle, premere il pulsante corrispondente alla spiadell'impostazione del flusso pulsante illuminata.

8.

Quando FreeStyle percepisce un'inalazione, eroga ossigeno al paziente
attraverso la cannula.

9.

Il tempo necessario a raggiungere la massima concentrazione
d'ossigeno dopo l'accensione dell'unità FreeStyle è circa due minuti.
Non utilizzare prodotti a base di olio, grasso o petrolio o altri
prodotti infiammabili con gli accessori per l'erogazionedell'ossigeno o l'unità FreeStyle. Usare esclusivamente lozioni
o pomate a base acquosa, compatibili con l'ossigeno.
L'ossigeno accelera la combustione delle sostanze
infiammabili.

Non riscaldare oltre i 60°C.

Inizialmente, prima di utilizzare l'unità per la prima volta abatteria, potrebbe essere necessario collegare l'alimentatore
c.a./c.c. universale di FreeStyle all'unità. Il distributoredell'apparecchiatura potrebbe aver già effettuato questo
passaggio per conto del cliente.

MN131-1 F

IT-21

IT

FreeStyle™

Ogni volta che l'unità FreeStyle viene accesa, viene eseguito un
ciclo di avvio automatico di circa sette minuti. Durante questo
intervallo viene mantenuta una velocità costante a prescindere
dall'impostazione. Al termine di questo periodo è normale
avvertire una variazione della velocità alle impostazioni 1 e 2.
Questa variazione sonora rappresenta la differenza nella
produzione di ossigeno che l'unità effettua a ogni impostazione.

Fonti di alimentazione
FreeStyle può essere alimentato in quattro modi diversi: con la batteria interna, unalimentatore c.a./c.c. universale e una cintura con batteria AirBelt opzionale
abbinata alla batteria interna dell'unità.
1.

2.

3.

Batteria interna: all'interno di ogni unità FreeStyle è prevista una batteria
ricaricabile. Quando è completamente carica, la batteria fornisce
alimentazione all'unità FreeStyle per un massimo di 3 ½ ore. Quando labatteria è in esaurimento, viene emesso un segnale acustico. Le
caratteristiche dell'allarme vengono descritte nella sezione Allarmi/Spiedel presente manuale.
Ricarica della batteria: per caricare la batteria interna, collegare
FreeStyle all'alimentatore c.a./c.c. universale e a una presa c.a. da 100240 V, 50/60 Hz oppure a una presa di alimentazione c.c. di un veicolo(imbarcazione, caravan, ecc.). La batteria scarica richiede circa 3 ½ ore
per una ricarica completa. Si consiglia di ricaricare la batteria il più spesso
possibile, anche se solo parzialmente scarica.
Alimentatore c.a./c.c. universale: un alimentatore c.a./c.c. universale
consente di collegare FreeStyle a una presa di corrente da 100-240 volt,
50/60 Hz. L'alimentatore converte la c.a. da 100-240 volt in tensione inc.c. per l'unità FreeStyle. Quando FreeStyle funziona con l'alimentatore
c.a./c.c. universale, la corrente proveniente dalla presa c.a. diquest'ultimo alimenta l'unità e ricarica contemporaneamente la batteria di
FreeStyle.
AirBelt opzionale (cintura con batteria esterna): FreeStyle può anche
essere alimentato da una cintura con batteria esterna. La cintura puòessere indossata in vita e, se utilizzata in combinazione con la batteriainterna completamente carica, alimenta FreeStyle per un massimo di 10
ore. La cintura con batteria si collega alla presa di ingresso dell'unità
FreeStyle e può essere ricaricata collegandola al relativo alimentatore
c.a. della batteria della cintura.
Se si utilizza l'AirBelt con una batteria interna completamente carica, labatteria interna di FreeStyle tende a scaricarsi prima dell'AirBelt. L'AirBelt

IT-22

MN131-1 F

FreeStyle™

IT

deve essere collegato all'unità FreeStyle prima che la batteria internadell'unità si scarichi. Controllare e collegare l'AirBelt all'unità FreeStyle
prima che la batteria interna si scarichi fino al 25% o meno.
Se la batteria interna si scarica completamente e l'unità
FreeStyle si spegne, non è possibile effettuare lariaccensione con l'AirBelt. In questo caso collegare FreeStyle
all'alimentatore c.a./c.c. universale per un breve intervallo pererogare una quantità di potenza sufficiente alla batteria per
riavviare l'unità. L'AirBelt si potrà quindi collegare per offrire
un tempo di ricarica supplementare.

Alimentatore c.a./c.c. universale FreeStyle™
(istruzioni per l'uso)Collegamenti per cavodi alimentazione c.a. o c.c.
rimovibile

Si collega all'unità
FreeStyle

Figura 13

Il nuovo alimentatore universale AirSep per il concentratore portatile di ossigeno(POC) FreeStyle rappresenta una soluzione completa per mantenere l'unità
sempre carica e addirittura più leggera quando si ha l'esigenza di spostarsi
o viaggiare. L'alimentatore universale (codice prodotto PW022) descritto in questo
inserto consente di utilizzare l'unità anche durante il caricamento della batteriainterna, tutto da un unico componente, sia che si stia andando a fare la spesa, si
prenda un volo aereo o ci si stia semplicemente rilassando a casa di un amico.
Questo alimentatore universale va a sostituire i due alimentatori c.a. e c.c. separati
precedentemente abbinati all'unità FreeStyle e descritti nel Manuale del paziente.
Il kit di alimentazione viene venduto abbinato a tre accessori essenziali, come diseguito descritto:

MN131-1 F

IT-23

IT

FreeStyle™

•

•

•

alimentatore universale (PW017-1), che funziona con corrente alternata
da 120 a 240 volt e con diverse fonti di alimentazione c.c., tra cui gli
alimentatori da auto e aereo
cavo di alimentazione c.a. rimovibile
CD023-2 Versione statunitense
CD017-2 Versione europea, in base alla sede di utilizzo
CD025-1 Versione australiana oppureCD017-4 Versione britannica
cavo di alimentazione c.c. rimovibile, che comprende sia il connettore perle prese da auto sia il connettore a "D", a 4 pin per le prese di tipo
EmPower® generalmente impiegate dalle compagnie aeree (CD034-1)

Nota: se completamente scarica, la batteria interna dell'unità FreeStyle si
ricaricherà completamente in 3 ½ ore circa sia che l'unità sia collegata
all'alimentatore c.a. o a quello c.c.
Operazioni preliminari con l'alimentatore c.a./c.c. universale e collegamento
FreeStyle
Per tutte le procedure di seguito descritte si consiglia di collegare prima l'alimentatore
universale alla presa del POC FreeStyle come descritto nella Figura 14. Accertarsi dicollegare adeguatamente l'unità verificando che l'allineamento della borsa per iltrasporto con la presa dell'unità FreeStyle consenta di ottenere un collegamento sicuro
in modo che il cavo si "blocchi" in sede.
Nello scollegare l'alimentatore dal POC FreeStyle, accertarsi di premere la
linguetta vicino all'estremità del cavo per sganciare adeguatamente ilcollegamento con l'unità e liberare il cavo.

Figura 14

IT-24

MN131-1 F

FreeStyle™

IT

Utilizzo con un collegamento elettrico c.a.
1.
2.
3.
4.

Accertarsi che l'alimentatore sia saldamente collegato alla presa di
FreeStyle, come illustrato nella Figura 14.
Collegare l'estremità corretta del cavo elettrico c.a. alla presa c.a. noncontrassegnata dell'alimentatore, come illustrato nella Figura 15.
Collegare l'estremità opposta del cavo elettrico c.a. alla parete o a un'altra
presa elettrica adeguata, come illustrato nella Figura 16.
Per attivare il POC, premere l'impostazione [1], [2] o [3] di FreeStyle sul pannello
superiore dell'unità come prescritto dal medico. Per spegnere l'unità, selezionare
l'impostazione abbinata al LED illuminato sopra lo stesso.

Figura 15

Figura 16

MN131-1 F

IT-25

IT

FreeStyle™

Utilizzo con corrente c.c. (in auto, su un'imbarcazione, ecc.)
Attenzione: quando si utilizza FreeStyle con l'alimentatore universale in automobile,
su un'imbarcazione o in altro veicolo, verificare che il veicolo sia avviato e in funzione
prima di accendere l'unità e utilizzarla. Se la spia dell'alimentatore non si illumina
e richiede il reset, scollegare l'alimentatore dalla presa c.c. del veicolo, riavviare ilveicolo e ricollegare l'alimentatore alla relativa presa c.c.
1.
Accertarsi che l'alimentatore sia saldamente collegato alla presa di
FreeStyle, come illustrato nella Figura 14.
2.
Collegare l'estremità corretta del cavo elettrico c.c. alla presa
contrassegnata con ACCESSORY DC IN dell'alimentatore, come illustrato
nella Figura 17.
3.
Accendere il veicolo a motore.
4.
Collegare il cavo di alimentazione c.c. alla presa c.c. del veicolo a motore,
come illustrato nella Figura 18.
5.
Per attivare il POC, premere l'impostazione [1], [2] o [3] di FreeStyle sul
pannello superiore dell'unità come prescritto dal medico. Per spegnere l'unità,selezionare l'impostazione abbinata al LED illuminato sopra lo stesso.

Figura 17

Figura 18

IT-26

MN131-1 F

FreeStyle™

IT

Uso con AirLine Power sul sedile del passeggero (con una
configurazione di collegamento a 4 pin)
Uso con Airline Power sul sedile del passeggero Figura 2(con configurazioni di collegamento a 4 pin)
L'unità FreeStyle di AirSep approvata dalla FAA può essere
utilizzata in volo a bordo degli aerei della maggior parte dellecompagnie aeree di tutto il mondo. Ciascuna compagnia aerea
stabilisce la propria politica rispetto all'utilizzo dei POC approvati
dalla FAA, così come i requisiti da rispettare e il consenso ad
alimentare l'unità a bordo del velivolo. Le fonti di alimentazione
disponibili su un aereo possono essere le seguenti: una presa dialimentazione c.a., una presa di alimentazione c.c. simile a quella
generalmente presente in un'automobile oppure una presa dialimentazione c.c. con una configurazione a 4 pin.
Qualora sull'aereo sul quale si viaggia fosse possibile collegare la propria unità
POC a un sedile dotato di una presa di alimentazione c.c. a 4 pin, procedere nelseguente modo:
1.
Accertarsi che l'alimentatore sia saldamente collegato alla presa di
FreeStyle, come illustrato nella Figura 14.
2.
Collegare l'estremità corretta del cavo elettrico c.c. alla presa
ACCESSORY DC IN dell'alimentatore, come illustrato nella Figura 19.
3.
Togliere la punta del connettore c.c. premendo sulla linguetta per esporreil connettore a 4 pin, come illustrato nella Figura 20.
4.
Inserire il connettore a 4 pin nella presa c.c. eventualmente disponibile sul
sedile del passeggero.
5.
Per attivare il POC, premere l'impostazione [1], [2] o [3] di FreeStyle sul
pannello superiore dell'unità come prescritto dal medico. Per spegnere l'unità,selezionare l'impostazione abbinata al LED illuminato sopra lo stesso.

Figura 19

MN131-1 F

IT-27

IT

FreeStyle™

Figura 20

Per maggiori informazioni sull'alimentatore universale per FreeStyle o qualsiasi
altro accessorio AirSep, contattare il distributore dell'apparecchiatura locale.

FiltriL'aria entra in FreeStyle attraverso il filtro di aspirazione situato sul pannello
frontale inferiore del concentratore di ossigeno, sotto il coperchio dell'unità (vedere
le Figure 21 e 22). Grazie a questo filtro si evita che la polvere e altre grosse
particelle presenti nell'aria entrino nell'unità. Prima di utilizzare FreeStyle,assicurarsi che questo filtro sia pulito e posizionato correttamente.

Figura 21: Rimozione del coperchiodel filtro di aspirazione

IT-28

Figura 22: Rimozione del filtro dalrelativo coperchio

MN131-1 F

FreeStyle™

IT

Non usare FreeStyle senza il filtro di aspirazione dell'aria
installato. Se è disponibile un secondo filtro, inserire il filtro "diricambio" prima di pulire quello sporco.

Come filtro di aspirazione dell'aria per questa unità utilizzare
esclusivamente il filtro con codice prodotto AirSep FI144-I.

Impostazione del selettore di flusso
L'unità FreeStyle prevede tre impostazioni del flusso pulsante: [1], [2] e [3], conflussi di ossigeno pari a 1-3 l/min. Sollevare il coperchio antipolvere sulla tastieradell'unità e premere il pulsante [1], [2] o [3] corrispondente al flusso pulsante diossigeno prescritto dal medico (vedere le Figure 23 e 24).

Figura 23: Sollevamento del coperchio antipolvere sul display della tastiera

MN131-1 F

IT-29

IT

FreeStyle™

Figura 24: Pressione del pulsante di selezione del flusso

È molto importante selezionare solo il livello di ossigeno
prescritto. Modificare la selezione del flusso pulsante solo
sotto controllo del medico.

Allarmi/Spie
Quando l'unità FreeStyle rileva un'inalazione, rilascia una pulsazione di ossigeno
attraverso la cannula nasale. La spia verde sopra l'impostazione del flusso
pulsante selezionata si accende in modo intermittente ogni volta che viene rilevato
un respiro.
Inoltre, quando l'unità è contemporaneamente in funzione e in carica tramite
l'alimentatore c.a./c.c. universale, gli indicatori e le spie della batteria dell'unità
FreeStyle indicano il livello di carica della batteria e restano accesi per circa un'ora
dopo avere terminato la ricarica completa.
Quando la batteria di FreeStyle è in esaurimento, se la cannula è scollegata o se leprestazioni dell'unità non rientrano nelle specifiche, viene emesso un segnale acustico.
Le caratteristiche delle spie e degli allarmi sono esaminate di seguito e descritte
brevemente nella tabella presente più avanti in questa sezione del manuale.

IT-30

MN131-1 F

FreeStyle™

IT

In caso di allarme o se si osserva il funzionamento noncorretto di FreeStyle, consultare la sezione Risoluzione dei
problemi nel presente manuale. Se non si riesce a risolvere il
problema, contattare il distributore dell'apparecchiatura.

Se si evidenziano disturbi o in caso di emergenza medica,
rivolgersi immediatamente a un medico.

o Accensione
All'accensione viene emesso un breve segnale acustico, al termine delquale FreeStyle entra in funzione.
o Batteria in esaurimento
Non appena la potenza della batteria raggiunge un livello basso, viene
emesso un breve segnale acustico in modo intermittente e la spia gialla
corrispondente al 25% (Figura 11) si illumina nello stesso modo. In questo
caso collegare FreeStyle a una presa c.a. o c.c. oppure passare a un'altra
fonte di ossigeno entro due minuti. Quando FreeStyle è collegato a una presac.c. o c.a., l'unità funziona e contemporaneamente ricarica la batteria. Il livellodi carica della batteria è indicato dai relativi indicatori o dalle relative spie.
o Scollegamento della cannula
Quando FreeStyle è in funzione ma non rileva alcun atto respiratorio,
viene emesso un segnale acustico costante e dopo 15 minuti si accendela spia. In questo caso controllare il collegamento dalla cannula all'unità
FreeStyle, verificare che la cannula nasale sia posizionata correttamente
sul viso e che la respirazione avvenga attraverso il naso (se necessario
il medico può prescrivere una fascetta per sostenere la cannula sul
mento). Se l'allarme continua a suonare, passare a un'altra fonte diossigeno disponibile e contattare il distributore dell'apparecchiatura.
o Superamento della capacità di FreeStyle
Se la frequenza respiratoria causa il superamento della capacità di
FreeStyle, ogni ½ secondo suona un allarme rapido e la spia rossa si
illumina in modo intermittente. In questo caso la concentrazionedell'ossigeno fornito da FreeStyle non rientra nelle specifiche dell'unità.
Ridurre qualsiasi attività fisica, spegnere e riaccendere l'unità per
resettare l'allarme e, se necessario, passare a un'altra fonte di ossigeno
e contattare il distributore dell'apparecchiatura.
o Malfunzionamento generale
Se FreeStyle presenta un malfunzionamento generale, ogni ½ secondo
viene emesso un rapido allarme e la spia rossa si accende in modo
MN131-1 F

IT-31

IT

FreeStyle™

continuo. In questo caso la concentrazione dell'ossigeno fornito da
FreeStyle scende sotto le specifiche dell'unità. Passare a un'altra fonte diossigeno e contattare il distributore dell'apparecchiatura.
Questa unità non deve essere utilizzata come supporto vitale.
I pazienti geriatrici, pediatrici o di altro tipo incapaci dicomunicare i propri disturbi durante l'uso di questa unità
potrebbero avere bisogno di un monitoraggio aggiuntivo.
I pazienti con problemi di udito e/o vista potrebbero
necessitare di aiuto per monitorare gli allarmi.

Cosa fare in risposta all'attivazione degli allarmi e dellespie di FreeStyle
Stato

AllarmeSpia

MotivoAzioneIndicatore

Breve, continuo
all'avvio(Verde)pulsazione,
fissa

FreeStyle è stato
acceso.

È possibile cominciarea utilizzare l'unità
FreeStyle.

Indicatore

No(Verde)pulsazione,
intermittente

FreeStyle sta
erogando ossigeno
con un flusso
pulsante.

Continuare a utilizzare
FreeStyle normalmente.

Indicatore

No

Indicatore di
livelloLivello di caricadella batteria

Caricare come indicato.

Indicatore

No(Giallo), fissa

Manutenzione
necessaria

Restituire l'unità
al distributoredell'apparecchiatura
per sottoporlaa ispezione/
manutenzione.

IT-32

MN131-1 F

FreeStyle™

Stato

AllarmeIT

Spia

MotivoAzioneAllarmeContinuo:bip(Rosso)allarme,fissa

Nessun atto
respiratorio rilevato
dall'unità per ilperiodo di tempo
predeterminato

Controllare ilcollegamento dellacannula. Verificare che sistia respirando attraverso
il naso. Se l'allarme
persiste, contattare il
distributoredell'apparecchiatura.

AllarmeIntermittente:bip, bip, bip...

(Giallo) BATTLa tensione della
25%, indicatore batteria è troppodella batteria
bassa per utilizzare
FreeStyle.

Collegare
immediatamente l'unità
FreeStyle a una presa dialimentazione c.c. o c.a.

AllarmeIntermittente
rapido:bip, bip, bip...

(Rosso)allarme,intermittente

La frequenza
respiratoria sta
superando lacapacità dell'unità
FreeStyle.

Ridurre qualsiasi attività e,se necessario, passare
a un'altra fonte diossigeno disponibile.
Contattare il distributoredell'apparecchiatura.

AllarmeIntermittente
rapido:bip, bip, bip...

(Rosso)allarme,fissa

Si è verificato un
malfunzionamento
generale dell'unità
FreeStyle.

Spegnere l'unità. Passare
a un'altra fonte diossigeno e contattare il
distributoredell'apparecchiatura.

MN131-1 F

IT-33

IT

FreeStyle™

Pulizia, cura e manutenzione
Contenitore
Spegnere l'unità FreeStyle e scollegare il cavo di alimentazione
da FreeStyle prima di pulire il contenitore.

Per pulire FreeStyle, non applicare liquidi direttamente sull'unità.
Quello che segue è un elenco non esaustivo degli agenti chimici
non consigliati, indicati dal produttore del materiale plastico:
alcol e prodotti a base alcolica, prodotti concentrati a base dicloro (cloruro di etilene) e prodotti a base oleosa (Pine-Sol,
Lestoil). Essi NON devono essere utilizzati per pulire il telaio diplastica di FreeStyle, in quanto potrebbero danneggiarlo.

Sostituire periodicamente la cannula monouso dopo un impiego
normale. Il distributore dell'apparecchiatura è in grado di fornire
ulteriori pezzi di ricambio.

L'unità FreeStyle deve essere mantenuta pulita, asciutta e priva
di polvere. Pulire periodicamente il telaio di plastica strofinandolo
con un panno privo di pelucchi o con un detergente neutro per
uso domestico applicato mediante un panno o una spugna
inumiditi. Prestare particolare attenzione all'uscita dell'ossigeno
per il collegamento alla cannula e assicurarsi che resti libero dapolvere, acqua e particelle.

Per evitare l'annullamento della garanzia AirSep, seguire leistruzioni del produttore.

IT-34

MN131-1 F

FreeStyle™

IT

FiltroFiltro di aspirazione
Almeno una volta alla settimana rimuovere il coperchio nella parte antero-inferioredell'unità e lavare il filtro di aspirazione alloggiato all'interno. Il distributoredell'apparecchiatura può consigliare una pulizia più frequente, secondo lecondizioni di utilizzo dell'utente. Attenersi a questa procedura per pulire
correttamente il filtro di aspirazione:1.

Rimuovere il filtro sotto il relativo coperchio e lavarlo in una soluzione caldadi acqua e sapone.

2.

Sciacquare abbondantemente il filtro e rimuovere l'acqua in eccesso con
una salvietta morbida e assorbente. Assicurarsi che il filtro sia asciutto
prima di rimetterlo in sede.

3.

Rimettere in sede il filtro asciutto.
Non usare FreeStyle senza il filtro di aspirazione dell'aria installato.
Se è disponibile un secondo filtro, inserire il filtro "di ricambio"
prima di pulire quello sporco.

AirSep non consiglia la sterilizzazione di questo dispositivo.

MN131-1 F

IT-35

IT

FreeStyle™

Borsa per il trasporto
Per pulire la borsa per il trasporto e la relativa cinghia, pulire solo con acquasaponata calda (senza saturare la borsa) e lasciarle quindi asciugare all'aria. Nonlavare o asciugare la borsa a macchina.

Doppia indicazione
Manutenzione necessaria (giallo)
Condizione di allarme (rosso)

Figura 25: Indicatore diispezione/manutenzione necessaria

Spia di allarme/manutenzione
Quando la spia di allarme/manutenzione si accende (giallo), è necessario
sottoporre l'unità FreeStyle all'ispezione o alla manutenzione del distributoredell'apparecchiatura. Dopo ogni manutenzione necessaria, il distributoredell'apparecchiatura ne controlla le prestazioni e la spia di allarme/manutenzione
si spegne.

IT-36

MN131-1 F

FreeStyle™

IT

Accessori FreeStyle
Per un funzionamento corretto e sicuro utilizzare solo i seguenti accessori forniti
da AirSep tramite il distributore dell'apparecchiatura. L'uso di accessori diversi daquelli elencati può influire negativamente sulle prestazioni e/o sulla sicurezza delconcentratore portatile di ossigeno FreeStyle.
Descrizione/Codice prodotto
Il set della borsa Freestyle comprende i seguenti articoli:
comprende:

MI320-1

Borsa multiuso

MI283-1

Borsa per il trasporto, FreeStyle

MI304-1

Tracolla, FreeStyle (fa parte dell'articolo MI283-1)

CD034-1

Cavo di alimentazione c.c. (860 mm)

PW0221,2,3 o 4Alimentatore c.a./c.c. universale con caricabatteria
comprendente i seguenti cavi di alimentazione secondo leindicazioni:
PW022-1 Alimentatore c.a./c.c. universale (1,2 m) con cavo dialimentazione da 120 V CD023-2 (2,4 m) e cavo dialimentazione c.c. CD034-1 (860 mm)
PW022-2 Alimentatore c.a./c.c. universale (1,2 m) con cavo dialimentazione europeo CD017-2 (2,5 m) e cavo dialimentazione c.c. CD034-1 (860 mm)
PW022-3 Alimentatore c.a./c.c. universale (1,2 m) con cavo dialimentazione c.a. australiano da 250 V CD025-1 (2,6 m) e
cavo di alimentazione c.c. CD034-1 (860 mm)
PW022-4 Alimentatore c.a./c.c. universale (1,2 m) con cavo dialimentazione britannico CD017-4 (2,5 m) e cavo dialimentazione c.c. CD034-1 (860 mm)

MN131-1 F

IT-37

IT

FreeStyle™

Il dispositivo opzionale AirBelt comprende i seguenti articoli:
BT017-1,2,3
oppure 4

AirBelt con alimentatore comprendente i seguenti cavi dialimentazione secondo le indicazioni:
BT017-1

AirBelt con alimentatore PW008-1 (lunghezza cavo estesa
BT017: 1,2 m) con cavo di alimentazione c.a. da 120 V CD0232 (2,4 m)

BT017-2

AirBelt con alimentatore PW008-2 (lunghezza cavo estesa
BT017: 1,2 m) con cavo di alimentazione europeo CD017-2(2,5 m)

BT017-3

AirBelt con alimentatore PW008-3 (lunghezza cavo estesa
BT017: 1,2 m) con cavo di alimentazione c.a. australiano da
250 V CD025-1 (2,6 m)

BT017-4

AirBelt con alimentatore PW008-4 (lunghezza cavo estesa
BT017: 1,2 m) con cavo di alimentazione britannico CD017-4(2,5 m)Componenti aggiuntivi o altre proposte:

MI240-2
MI078-1

Prolunga per AirBelt
Prolunga per AirBelt, nuova versione in velcro

MI284-1

L'imbragatura da spalla consente di trasformare la borsa per iltrasporto fornita con FreeStyle in uno zaino

FI144-1

Filtro di aspirazione

L'utilizzo di cavi e adattatori diversi da quelli specificati,a eccezione dei cavi e degli adattatori venduti dal produttoredell'apparecchiatura elettromedicale come ricambi dei
componenti interni, può provocare maggiori emissioni con
un livello di immunità minore per FreeStyle.

IT-38

MN131-1 F

FreeStyle™

IT

Materiali a contatto diretto o indiretto con il paziente
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Involucro esterno concentratore .............Valtra/ABS/Polistirolo
Pannello di controllo concentratore .........Poliestere EBG7 o equivalenteSportello pannello di controllo ................Policarbonato
Impugnatura concentratore ....................Policarbonato
Uscita gas, ugello ...................................Policarbonato
Etichetta unità .........................................Lexan
Cavi a spirale...........................................Poliuretano
Connettori cavo ......................................Policarbonato/Vinil-cloruro
Cavo di alimentazione .............................PVC, metallo
Alimentatore ............................................Lexan 940 (policarbonato)
Pacco batteria .........................................Lexan 945
Etichette pacco batteria, alimentatore .....Pellicola in poliestere
Custodia per concentratore .....................100% microfibra di poliestere
con rinforzo in PVC
Borsa per il trasporto batteria,
cintura e tracolla ......................................100% microfibra di poliestere
con rinforzo in PVC

Fonte di ossigeno di riserva
Il distributore dell'apparecchiatura potrà suggerire una fonte alternativa perl'ossigenoterapia integrativa in caso di guasto meccanico o mancanza di corrente.

Risoluzione dei problemi
Il prodotto FreeStyle è concepito per essere utilizzato per molti anni senza problemi.
Se il concentratore portatile di ossigeno FreeStyle smette di funzionare
correttamente, fare riferimento alla tabella nelle pagine seguenti per le probabili
cause e le soluzioni e consultare il distributore dell'apparecchiatura.

Non cercare di eseguire interventi di manutenzione diversi dalle
eventuali soluzioni elencate qui di seguito.

MN131-1 F

IT-39

IT

FreeStyle™

Problema

Causa probabile

Soluzione

FreeStyle nonfunziona quando si
preme un pulsante diselezione del flusso
pulsante.

La batteria è scarica.

Alimentare l'unità tramite
una presa c.a. o c.c.

Viene emesso unallarme continuo e laspia (rossa) si
illumina in modo
continuo.

FreeStyle non ha
rilevato alcun atto
respiratorio per 15
minuti.

Malfunzionamento
Contattare il distributoredell'apparecchiatura epassare a un'altra fonte diossigeno secondo lenecessità.
Controllare il collegamentodella cannula.
Assicurarsi che il tubo dellacannula non sia piegato.
Verificare che la cannula
sia correttamente
posizionata e che si stia
respirando attraverso ilnaso. Per la respirazione
dalla bocca, il medico
potrebbe consigliare una
fascetta da applicare sul
mento.

Condizione diallarme intermittente
con la spia (gialla)
BATT che si illumina
in modointermittente.

La batteria deve essere
messa in carica.

Collegarla entro 2 minuti
a una presa c.a. o c.c.
o collegarla al dispositivo
opzionale AirBelt.

Condizione diallarme rapido, laspia (gialla) BATT si
illumina in modo
intermittente e
FreeStyle si spegne.

La tensione dellabatteria è troppo bassa
per utilizzare l'unità
FreeStyle.

Collegarla immediatamentea una presa dialimentazione c.c. o c.a.

IT-40

MN131-1 F

FreeStyle™

IT

Problema

Causa probabile

Soluzione

Condizione diallarme intermittente
con la spia (rossa)
che si illumina inmodo intermittente.

La frequenza
respiratoria ha superato
la capacità dell'unità
FreeStyle.

Ridurre l'attività, quindi
spegnere e riaccendere
l'unità per resettarla. Se
necessario, passare aun'altra fonte di ossigeno
e contattare il distributoredell'apparecchiatura.

Condizione diallarme intermittente
con la spia (rossa)
che si illumina inmodo continuo.

Si è verificato un
malfunzionamento
generale.

Passare a un'altra fonte
di ossigeno e contattare
il distributoredell'apparecchiatura.

L'unità non si avvia
con l'alimentazionedella batteria.

L'unità potrebbe essere
surriscaldata o fredda
se è stata lasciata
all'aperto, ad esempio
in un veicolo.

Consentire all'unità diraggiungere la normale
temperatura difunzionamento. Potrebbero
essere necessari diversi
minuti se l'unità è stata
esposta a temperature
estreme. Collegare
temporaneamentel'alimentatore c.a./c.c.
universale alla presa diingresso dell'unità e alla
fonte di alimentazione,
secondo necessità, perripristinare la batteriainterna dell'unità.

Ritardo nella ricaricadella batteria interna

La batteria interna hasuperato la temperatura
di carica.

L'unità può essere
utilizzata, ma la ricarica
potrebbe non riprendere
fino alla diminuzione ditemperatura della batteria(vedere le note a pagina
9).

MN131-1 F

IT-41

IT

FreeStyle™

Problema

Causa probabile

Soluzione

L'unità emette un
segnale acustico
mentre si è a bordo
di un veicolo ecollegati alla presac.c.

Nessuna alimentazione
all'unità se la batteria
è scarica e la presa c.c.
non carica.

Scollegare l'alimentatore
c.a./c.c. universale dallapresa di uscita del veicolo,
riavviare il veicolo
e ricollegare l'alimentatore
alla presa c.c. del veicolo
per ripristinare l'interruttore
nell'alimentatore c.c.

Altri problemi

IT-42

Passare a un'altra fonte
di ossigeno e contattare
il distributoredell'apparecchiatura.

MN131-1 F

FreeStyle™

IT

Caratteristiche tecniche di FreeStyle
Concentrazione diossigeno:*

Dimensioni:

Impostazioni flusso pulsante 1-3; equivalenti a un flusso continuo
del 90% di ossigeno +5,5/-3%
Impostazioni portata: 1, 2 e 3 l/min (equivalenti a un flusso continuo)
Impostazioni da 1 a 3 ±10%
21,8 cm (A) x 15,5 cm (L) x 9,1 cm (P)Peso:Alimentazione:

2,0 kg; AirBelt opzionale: 0,8 kg
Alimentatore c.a./c.c. universale(100-240 V c.a., 1,75 A max, 50/60Hz)(11-16 V c.c., 8,0 A max)

Durata dellabatteria (batteria
ricaricabile al litio)

3 l/min – 2 ore; 2 l/min – 2,5 ore; 1 l/min – 3,5 ore
AirBelt opzionale se combinato con la batteria interna:
3 l/min – 5 ore; 2 l/min – 6 ore; 1 l/min – 10 ore

Tempo di ricaricadella batteria:

3,5 ore; AirBelt opzionale: 3 ore

Tempo diriscaldamento:

2 minuti

Quantità di ciclidella batteria:

Circa 300 cicli, quindi capacità dell'80% o inferiore

Segnali acustici evisivi di pulsazione:

Accensione – acustico e visivo (spia VERDE)
Flusso pulsante – visivo (spia VERDE)
Condizione della batteria – livello della batteria (spie VERDI)
Scollegamento della cannula – acustico e visivo (spia ROSSA)Superamento della capacità del sistema – acustico e visivo(spia ROSSA e spie di allarme)
Pressione troppo alta e troppo bassa – acustico e visivo(spia ROSSA)
Manutenzione necessaria – visivo (spia GIALLA)
38 dBA con impostazione 1: 41 dBA con impostazione 2: 44 dBA
con impostazione 3

Rumore:**Intervallo ditemperatura:

Temperatura di funzionamento:da 5°C a 40°C
(umidità relativa non oltre il 95% senza condensa)
Temperatura di stoccaggio:da -20°C a 60°C**Altitudine difunzionamento
massima:fino a 3.657,6 m (483 mmHg). Altitudini superiori possono influire
negativamente sulle prestazioni.

* Sulla base di una pressione atmosferica di 14,7 psi (101 kPa) a 21°C**Il funzionamento al di fuori di queste specifiche può limitare la capacità del concentratore disoddisfare i requisiti di concentrazione dell'ossigeno a flussi superiori.

MN131-1 F

IT-43

IT

FreeStyle™

"Caratteristiche tecniche di FreeStyle (continuazione)"
Le apparecchiature mediche richiedono speciali precauzioni rispetto alla CEM
e vanno installate e messe in servizio secondo le informazioni sulla CEM fornite inquesta sezione.
Linee guida e dichiarazione del produttore ± immunità elettromagnetica
FreeStyle è destinato all'utilizzo in un ambiente elettromagnetico come quello descritto di seguito. Il cliente o l'utente
di FreeStyle devono assicurare l'uso in un ambiente del tipo descritto.

Test diIMMUNITÀ

Livello di prova
CEI 60601

Livello diconformità

Scarica elettrostatica±6 kV contatto±6 kV contatto

CEI 61000-4-2±8 kV aria

±8 kV aria

Transitori/raffiche di
impulsi elettrici veloci±2 kV per le linee dialimentazione±2 kV per le linee dialimentazione

CEI 61000-4-4±1 kV per le linee diingresso/uscita

Non applicabile

Sovratensione±1 kV da linea alinea±1 kV da linea a linea

CEI 61000-4-5±2 kV da linea a terra

Ambiente elettromagnetico ±linee guida
I pavimenti dovrebbero essere in
legno, cemento o ceramica. Per i
pavimenti rivestiti in materiale
sintetico, l'umidità relativa minimarichiesta è pari al 30%.
La qualità dell'alimentazione dovrebbe
essere quella di un tipico ambientecommerciale oppure ospedaliero.

La qualità dell'alimentazione dovrebbe
essere quella di un tipico ambientecommerciale oppure ospedaliero.

±2 kV da linea aterra
Cali di tensione,
brevi interruzioni evariazioni dellatensione sulle linee
di alimentazione
CEI 61000-4-11

Campi magnetici
a frequenza di rete
CEI 61000-4-8<5% UT(calo >95% in UT)
per 0,5 ciclo<5% UT(calo >95% in UT)
per 0,5 ciclo

40% UT(calo del 60% in UT)
per 5 cicli

40% UT(calo del 60% in UT)
per 5 cicli

70% UT(calo >30% in UT)
per 25 cicli

70% UT(calo del 30% in UT)
per 25 cicli<5% UT(calo >95% in UT)
per 5 s<5% UT(calo >95% in UT)
per 5 cicli

3 A/m

3 A/m

La qualità dell'alimentazione dovrebbe
essere quella di un tipico ambientecommerciale oppure ospedaliero.
Se l'utente di FreeStyle richiede unutilizzo continuo anche in condizioni
di interruzione dell'alimentazione,
si consiglia di alimentare FreeStyle
usando un gruppo di continuità (UPS)o una batteria.

I campi magnetici a frequenza direte dovrebbero essere agli stessi
livelli caratteristici di un ambientecommerciale oppure ospedaliero tipo.

NOTA: UT indica la tensione della presa c.a. precedente l'applicazione del livello di test.

IT-44

MN131-1 F

FreeStyle™

IT

Linee guida e dichiarazione del produttore ± immunità elettromagnetica
FreeStyle è destinato all'utilizzo in un ambiente elettromagnetico come quello descritto di seguito. Il cliente o l'utente
di FreeStyle devono assicurare l'utilizzo in un ambiente elettromagnetico del tipo descritto.

Test diIMMUNITÀLIVELLO DI
PROVA
CEI 60601

Livello diconformitàRadiofrequenza
condotta
CEI 61000-4-6

3 VrmsDa 150 kHz a
80 MHz3 VrmsRadiofrequenza
radiata
CEI 61000-4-3

3 V/m
Da 80 MHz a
2,5 GHz

3 V/mAmbiente elettromagnetico ± linee
guida
Gli apparecchi di comunicazione inradiofrequenza portatili e mobili vanno
utilizzati a una distanza rispetto a qualsiasi
componente di FreeStyle, cavi compresi, noninferiore alla distanza di separazione calcolata
sulla base dell'equazione applicabile alla
frequenza del trasmettitore.
Distanza di separazione consigliata
D = 1,2 x √P
D = 1,2 x √P da 80 MHz a 800 MHz
D = 2,3 x √P da 800 MHz a 2,5 GHz
laddove P è la potenza di uscita nominalemassima del trasmettitore espressa in watt(W) secondo i dati forniti dal produttore deltrasmettitore e d è la distanza di separazione
consigliata in metri (m).
Le intensità di campo da trasmettitori inradiofrequenza fissi, come determinati daun rilevamentoa elettromagnetico in loco,
devono risultare inferiori al livello di conformità
in ciascuna gamma delle frequenze.b
Possono verificarsi interferenze in prossimità
di apparecchiature recanti il seguentesimbolo:

NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz vale la gamma delle frequenze superiore.
NOTA 2: queste linee guida potrebbero non valere in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è
influenzata negativamente dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.
a.

b.

Le intensità di campo da trasmettitori fissi, come stazioni base per radiotelefoni (cellulari/senza fili) eradiomobili terrestri, radio amatoriali, emittenti radiofoniche AM e FM ed emittenti televisive, non possono
essere previste con precisione su base teorica. Per valutare l'ambiente elettromagnetico dovuto a trasmettitori
in radiofrequenza fissi, si deve prendere in considerazione un rilevamento elettromagnetico in loco. Se
l'intensità di campo misurata nel luogo in cui viene utilizzato FreeStyle supera il livello di conformità per leradiofrequenze pertinente sopra indicato, è necessario verificare che FreeStyle funzioni normalmente. Se si
nota un funzionamento anomalo, potrebbero essere necessarie ulteriori misure, come il riorientamento o la
collocazione in altro luogo di FreeStyle.
Sulla gamma delle frequenze da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.

MN131-1 F

IT-45

IT

FreeStyle™

Distanze di separazione consigliate tra apparecchi per la comunicazione
in radiofrequenza portatili e mobili e FreeStyleFreeStyle è destinato all'utilizzo in ambienti elettromagnetici in cui i disturbi a radiofrequenza irradiati sono controllati.
Il cliente o l'utente di FreeStyle può contribuire alla prevenzione delle interferenze elettromagnetiche mantenendo una
distanza minima tra gli apparecchi per la comunicazione in radiofrequenza (trasmettitori) portatili e mobili e FreeStylesulla base delle indicazioni fornite di seguito, secondo la potenza di uscita massima degli apparecchi per lacomunicazione.

Potenza di uscita
nominale massima
del trasmettitore
W

Distanza di separazione in funzione della frequenza del trasmettitore(m)
Da 150 kHz a 80
MHz
d = 1,2 x √P

Da 80 MHz a 800 MHz
d = 1,2 x √P

Da 800 MHz a 2,5 GHz
d = 2,3 x √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Per i trasmettitori la cui potenza di uscita nominale massima non è tra quelle sopra elencate, la distanza diseparazione consigliata d in metri (m) può essere determinata tramite l'equazione pertinente alla frequenza deltrasmettitore, dove P è la potenza di uscita nominale massima del trasmettitore espressa in watt (W) secondo i dati
forniti dal produttore del trasmettitore.
NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz vale la distanza di separazione per la gamma delle frequenze superiore.
NOTA 2: queste linee guida potrebbero non valere in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è
influenzata negativamente dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

Linee guida e dichiarazione del produttore ± immunità elettromagnetica
FreeStyle è destinato all'utilizzo in un ambiente elettromagnetico come quello descritto di seguito. Il cliente o l'utente
di FreeStyle devono assicurare l'uso in un ambiente del tipo descritto.

Test sulle emissioni

Conformità

Emissioni diradiofrequenza
CISPR 11

Gruppo 1

Emissioni diradiofrequenza
CISPR 11Classe B

Emissioni armoniche
CEI 61000-3-2Classe A

Variazioni di tensione/
emissioni di sfarfallio
CEI 61000-3-3

Conforme

IT-46

Linee guide sull'utilizzo in ambiente
elettromagnetico
L'apparecchio FreeStyle utilizza energia a radiofrequenza solo
per il suo funzionamento interno. Pertanto le sue emissioni diradiofrequenza sono molto basse e tali da non causare alcuna
interferenza in apparecchiature elettroniche situate nei pressi.

L'apparecchio Freestyle è indicato per l'uso in tutti i tipi diambienti, compresi ambienti abitativi e quelli collegati
direttamente alla rete di alimentazione pubblica a bassa
tensione che serve edifici adibiti a uso residenziale.

MN131-1 F

FreeStyle™

IT

Classificazione
Tipo di protezione dalle scosse elettriche:
Classe II Protezione dalle scosse elettriche ottenuta con un doppio
isolamento.
Grado di protezione dalle scosse elettriche:
Tipo BF Apparecchiatura che fornisce un particolare grado diprotezione contro le scosse elettriche per quanto riguarda
1) corrente di dispersione ammissibile;2) affidabilità del collegamento di protezione di terra(se presente).
Non utilizzare per applicazione cardiaca diretta.
Collaudo indipendente per apparecchiatura elettrica di tipo medicale
standard:
Controllo di conformità a
CEI 60601-1 Requisiti generali per la sicurezza
CAN/CSA C22.2 N. 60601-1-08 M90 Apparecchi
elettromedicali – Parte 1: Requisiti
generali di sicurezza
Protezione contro i possibili campi elettromagnetici o altre interferenze tral'apparecchiatura e altri dispositivi.
Controllo di conformità a EN60601-1-2 (CEM)
Controllo di conformità alla categoria M, sezione 21 di
RTCA/DO160
CISPR 11/EN 55011 Classe B Gruppo 1, "Apparecchiatureindustriali, scientifiche e mediche (ISM)"FCC Parte 15, Sottoparte B – Radiatori non intenzionali diClasse B
Metodo di pulizia e controllo delle infezioni consentiti:
Consultare la sezione Pulizia, cura e manutenzione delpresente Manuale del paziente.
Grado di sicurezza del dispositivo in presenza di gas anestetici infiammabili:
Apparecchiatura non adatta a questo tipo di applicazione
Modalità operativa:
Funzionamento continuo

MN131-1 F

IT-47

IT

FreeStyle™

Garanzia limitata
AirSep Corporation garantisce che il concentratore di ossigeno FreeStyle è privo
di difetti in tutti i suoi componenti per tre anni (come specificato sulla fattura
originale fornita) dalla data di spedizione all'acquirente originale, nelle normali
condizioni di uso e funzionamento. La batteria è garantita per un anno. Gli obblighi
di AirSep Corporation derivanti da tale garanzia sono limitati alla riparazione osostituzione di ogni componente dichiaratamente difettoso dell'apparecchiatura (odelle sue parti costitutive) o, a discrezione di AirSep Corporation, al rimborso delprezzo di acquisto di ogni componente difettoso dell'apparecchiatura.
Ciascun componente dell'apparecchiatura per cui sia fatta valere un'istanza di
garanzia dovrà, su richiesta di AirSep Corporation, essere restituito in forma
prepagata a uno stabilimento AirSep, accompagnato dalla prova della data diacquisto e a spese dell'acquirente. L'acquirente dovrà assumersi le spese ditrasporto delle merci restituite. Le parti di ricambio saranno garantite comedichiarato in precedenza per la porzione non scaduta della garanzia originale ditre anni sui componenti (come specificato sulla fattura originale fornita). Questa
garanzia non si estende ad alcun articolo o componente soggetto a uso improprio,
incidenti, manutenzione impropria o applicazione scorretta o che sia stato riparatoo modificato fuori da uno stabilimento di AirSep Corporation, senza una
precedente autorizzazione scritta di AirSep Corporation.
LA PRECEDENTE GARANZIA SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE,ESPLICITE O IMPLICITE, DI FATTO O SECONDO LEGGE, INCLUDENDOSENZA LIMITAZIONI LA GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O LA GARANZIA DI
IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. È ESPLICITAMENTE INTESO CHEIl SOLO E UNICO RISARCIMENTO DELL'ACQUIRENTE PER EVENTUALIDIFETTI NEI COMPONENTI È LIMITATO AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI
AIRSEP CORPORATION ESPOSTI IN PRECEDENZA E AIRSEPCORPORATIONNONSARÀRESPONSABILENEICONFRONTI
DELL'ACQUIRENTE O DI TERZE PARTI PER QUANTO RIGUARDA IL
MANCATO USO DI QUESTA APPARECCHIATURA O PER ALTRI DANNISPECIALI, INDIRETTI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI.
Per il rappresentante europeo:
Medical Product Services GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany
E-mail: info@mps-gmbh.eu

IT-48

MN131-1 F

FreeStyle™

NL

BEDIEN DIT APPARAAT NIET ZONDER EERST DEZE
HANDLEIDING TE LEZEN EN TE BEGRIJPEN. ALS U DE
WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES NIET BEGRIJPT,NEEM DAN CONTACT OP MET DE LEVERANCIER VAN
UW APPARAAT VOORDAT U HET GEBRUIKT; DOET U DITNIET, DAN KAN DIT VERWONDINGEN OF SCHADE TOTGEVOLG HEBBEN.
Roken is tijdens het gebruik van zuurstof de belangrijksteoorzaak van brandwonden en hieraan gerelateerd overlijden.
U moet dan ook de volgende veiligheidsvoorschriften naleven:
Verbied roken, kaarsen of open vuur in dezelfde kamer als het
apparaat of binnen 1,52 meter van de zuurstofreservoirs.
Wanneer tijdens het dragen van een zuurstofcanule wordt
gerookt, kan dit brandwonden aan het gelaat en mogelijk de dood
tot gevolg hebben.
Wanneer de canule wordt verwijderd en op een bed, een sofa ofander zacht materiaal wordt neergelegd, dan wordt hierdoor bij
blootstelling aan een sigaret, warmtebron of vlam een
plotselinge, korte, hevig brand veroorzaakt.
Als u wilt roken, kunnen deze 3 stappen uw leven redden:
schakel eerst de zuurstofconcentrator uit, verwijder vervolgens
de canule en verlaat daarna de kamer waarin dit apparaat zichbevindt.

In de woning of de ruimte waarin de zuurstofconcentrator
wordt gebruikt moeten duidelijk zichtbaar borden worden
geplaatst met het opschrift 'Niet roken – gebruik van zuurstof'.
Patiënten en hun zorgverleners moeten worden geïnformeerd
over de gevaren van roken in de nabijheid van of tijdens het
gebruik van medische zuurstof.

NL

FreeStyle™

INHOUDFreeStyle™ draagbare
zuurstofconcentrator van AirSep®
FreeStyle™ draagbare zuurstofconcentrator van AirSep®
Symbolen
Waarom heeft uw arts zuurstof voorgeschreven?
Wat is de FreeStyle draagbare zuurstofconcentrator?
Profiel van de gebruiker
FreeStyle voor vliegreizen – FAA-goedgekeurd
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Belangrijke veiligheidsvoorschriften voor de optionele AirBelt
Uw FreeStyle draagbare zuurstofconcentrator:
een eerste verkenning
Opladen van de batterij
Neuscanule
Onderdelen FreeStyle-apparaat
Gebruiksaanwijzing
Stroomvoorziening
FreeStyle™ universele AC/DC-adapter (gebruiksaanwijzing)
Filters
Instellen van de keuzeschakelaar voor de zuurstoftoevoer
Geluidssignalen/lampjes
Reageren op de geluidssignalen/lampjes van de FreeStyle
Reiniging, verzorging en het juiste onderhoud
Kast
FilterDraagtas
Alarm/onderhoud-lampje
FreeStyle-accessoires
Onderdelen waarmee de patiënt direct of indirect
in contact komt
Reservevoorraad zuurstof
Opsporen en oplossen van problemen
FreeStyle-specificaties
Classificatie
Beperkte garantie

NL1
NL1-2
NL3
NL3-4
NL4
NL5
NL5-12
NL13
NL14-16
NL16-18
NL18-19
NL20-21
NL21-23
NL23-24
NL24-29
NL29-30
NL31-32
NL32-34
NL34-35
NL36-38
NL36
NL37
NL38
NL38
NL39-40
NL41
NL41
NL41-43
NL44-47
NL48
NL49

FreeStyle™

NL

FreeStyle™ draagbare zuurstofconcentrator van AirSep®
Met deze handleiding voor patiënten raakt u vertrouwd met het gebruik van de
FreeStyle™ draagbare zuurstofconcentrator (Portable Oxygen Concentrator,
afgekort POC genoemd) van AirSep. Zorg ervoor dat u alle informatie in deze
handleiding hebt gelezen en begrepen voordat u uw FreeStyle-apparaat gebruikt.
Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de leverancier van het apparaat,
die uw vragen graag zal beantwoorden.

SymbolenOm te voorkomen dat er misverstanden door verschillen in de taal kunnen
ontstaan, wordt op het apparaat en/of in de handleiding vaak gebruik gemaakt van
symbolen in plaats van woorden. Wanneer er maar weinig ruimte beschikbaar is,is het met behulp van symbolen vaak makkelijker mogelijk om toch begrijpelijk overte brengen waar het om gaat.
In de volgende tabel vindt u een lijst met symbolen en definities die bij de FreeStyledraagbare zuurstofconcentrator worden gebruikt.
Symbool

MN131-1 F

Beschrijving

Symbool

Beschrijving

Waarschuwing –beschrijft een
gevaarlijke situatieof onveilig gebruik
waarbij ernstig
lichamelijk letsel,
overlijden ofbeschadiging van
eigendommen kan
optreden wanneer
deze situatie of dit
gebruik niet wordt
voorkomen

Klasse II apparatuur,
dubbel geïsoleerd

Let op – beschrijft
een gevaarlijke
situatie of onveilig
gebruik dat tot licht
lichamelijk letsel ofbeschadiging van
eigendommen kan
leidenVoldoet aan de door
goedgekeurdeorganisatie nr. 0459
opgestelde richtlijn
93/42/EEG

NL-1

NL

RTCA/DO-160 Sectie 21
Conform categorie M

FreeStyle™

Opmerking – geeft
informatie diebelangrijk genoeg isom te benadrukken
of te herhalen

Zie instructies

Raadpleeg debijbehorende
documenten

Houd het apparaat ende accessoires droog.

Gebruik geen olie ofvet

Het afvoeren vanafval van elektrische
en elektronische
apparatuur moet
volgens de geldenderegels plaatsvinden.

Niet roken

Het apparaat niet
demonteren

Type BF-apparatuur

Raadpleeg degebruiksaanwijzing

RTCA DO160
Sectie 21 conform
categorie M FAA
SFAR 106-vereiste

Veiligheidsagentschap
voor CAN/CSA C22.2
nr. 60601-1-08 M90
voor medischeelektrische apparatuur

Deze zijde boven

Veiligheidsagentschap
voor CAN/CSA C22.2
nr. 601.1 M90 voor
medische elektrische
apparatuur

Breekbaar –voorzichtig
hanteren

Door de FAA
goedgekeurde POC
Niet blootstellen aan
open vuur

NL-2

MN131-1 F

FreeStyle™

NL

Waarom heeft uw arts zuurstof voorgeschreven?
Veel mensen lijden aan diverse hart-, long- of andere ademhalingsziekten. Een
groot aantal van deze patiënten kan thuis, op reis of tijdens dagelijkse activiteiten
buitenshuis baat hebben bij behandeling met extra zuurstof.
De omgevingslucht die wij inademen bestaat voor 21% uit zuurstof, wat een gas
is. Om goed te kunnen functioneren is ons lichaam afhankelijk van een constanteaanvoer van zuurstof. Uw arts heeft aangepast aan uw specifieke
ademhalingsaandoening aan u een toevoersnelheid of instelling voorgeschreven.
Hoewel zuurstof een niet-verslavend geneesmiddel is, kan het gevaarlijk zijn om
zonder voorschrift een zuurstofbehandeling te ondergaan. U moet medisch advies
inwinnen voordat u deze zuurstofconcentrator gebruikt. De leverancier van uw
zuurstofapparaat demonstreert hoe u het voorgeschreven zuurstofniveau instelt.
De FreeStyle draagbare zuurstofconcentrator kan tijdens het
slapen worden gebruikt als dit door een bevoegd arts wordt
aanbevolen.

Het is erg belangrijk dat u uitsluitend het voorgeschrevenzuurstofniveau kiest. Verhoog of verlaag het niveau pas nadat
u uw arts hebt geraadpleegd.

Wat is de FreeStyle draagbare zuurstofconcentrator?
Zuurstofconcentrators werden voor het eerst in het midden van de jaren zeventig
gebruikt en hebben zich ontwikkeld tot de handigste, betrouwbaarste extra
zuurstofbron die op dit moment beschikbaar is. Zuurstofconcentrators zijn het
goedkoopste, efficiëntste en veiligste alternatief voor het gebruik van hogedrukzuurstofcilinders of vloeibare zuurstof. Een zuurstofconcentrator levert allezuurstof die u nodig hebt zonder dat daarvoor een cilinder of fles nodig is.
De lucht die wij inademen bestaat voor ongeveer 21% uit zuurstof, voor 78% uit
stikstof en voor 1% uit andere gassen. In het FreeStyle-apparaat stroomt deomgevingslucht door regeneratief, adsorberend materiaal, een zogenaamde'moleculaire zeef'. Dit materiaal scheidt de zuurstof van de stikstof. Het resultaat
is de toevoer van een hoge concentratie zuurstof naar de patiënt.

MN131-1 F

NL-3

NL

FreeStyle™

In de FreeStyle wordt geavanceerde zuurstofconcentratortechnologie gecombineerd
met zuurstofsparende technologie wat heeft geresulteerd in de kleinste en lichtste
draagbare zuurstofconcentrator ter wereld. Het apparaat weegt amper 2 kg. De
FreeStyle produceert zelf efficiënt zuurstof en dient die snel toe in de vorm van een
zuurstofpuls aan het begin van de inademing. Hierdoor wordt de verspilling voorkomendie zich wel voordoet bij een apparaat met een continue zuurstoftoevoer, dat zelfs
terwijl u uitademt zuurstof aanvoert. Dit pulseren van de zuurstof staat gelijk aan een
ononderbroken toevoer. De FreeStyle produceert het equivalent van 3 lpm (liter per
minuut) in een lichtgewicht pakket dat eenvoudig kan worden meegedragen en dat ook
buitenshuis kan worden gebruikt.
De FreeStyle werkt op vier verschillende elektriciteitsbronnen. (Zie het hoofdstuk'Stroomvoorziening' in deze handleiding voor patiënten.)

Profiel van de gebruiker:
De concentrators van AirSep zijn bedoeld om extra zuurstof te leveren aan
gebruikers die ongemak ervaren door aandoeningen waarbij het transport van
zuurstof uit de lucht naar de bloedstroom niet meer efficiënt werkt. Draagbare
zuurstofconcentrators bieden het gemak van het gebruik van een niet-leverend
systeem boven dat van een leverend systeem (O2-tank). Hierdoor kan degebruiker relatief zelfstandig leven, zowel in huis als buitenshuis, en de gebruiker
kan mobiel blijven en zijn normale levensstijl zo veel mogelijk voortzetten. Het
gebruik van een zuurstofconcentrator moet door een arts worden voorgeschrevenen is niet bedoeld voor gebruik als levensondersteuning.
Hoewel zuurstoftherapie aan patiënten van alle leeftijden kan worden voorgeschreven,is de patiënt gewoonlijk ouder dan 65 jaar en lijdt aan COPD (chronisch obstructief
longlijden). Het denkvermogen van de patiënt moet goed zijn en de patiënt moet het
kunnen aangeven als hij ongemak ervaart. Als de gebruiker het niet kan aangeven als
hij ongemak ervaart of als de gebruiker niet in staat is om de etiketten op deconcentrator en de gebruiksaanwijzing te lezen en te begrijpen, dan mag het apparaat
alleen worden gebruikt onder toezicht van iemand die hiertoe wel in staat is. Als tijdens
het gebruik van de concentrator ongemak wordt ervaren, wordt de patiënt aangeraden
om contact op te nemen met zijn arts of verpleegkundige. Aan patiënten wordt ook
geadviseerd ervoor te zorgen dat er reserve-zuurstof beschikbaar is (zoals een
zuurstofcilinder) voor het geval de stroom uitvalt of de concentrator defect raakt. Er zijn
geen andere unieke vaardigheden of bekwaamheden vereist voor gebruik van deconcentrator.

NL-4

MN131-1 F

FreeStyle™

NL

FreeStyle voor vliegreizen – FAA-goedgekeurd
Door middel van een aanvulling op de richtlijn SFAR 106 werd de FreeStyle in2006 door de Amerikaanse FAA (Federal Aviation Administration) goedgekeurd
voor gebruik aan boord van een vliegtuig door passagiers die extra zuurstof nodig
hebben tijdens een vlucht van een commerciële luchtvaartmaatschappij.
Daarnaast is op 13 mei 2009 in een nieuw voorschrift van het Amerikaanse
Department of Transportation (DOT)/FAA vastgelegd dat aan boord tijdens een
vliegreis het gebruik van een FAA-goedgekeurde draagbare zuurstofconcentrator,
indien dit medisch noodzakelijk is, moet worden toegestaan aan passagiers van in deVS gevestigde vervoersmaatschappijen en tijdens internationale vluchten die als
herkomst of bestemming de VS hebben. Vraag rechtstreeks bij deluchtvaartmaatschappij waarmee u wilt reizen naar de actuele informatie over hun
beleid met betrekking tot draagbare zuurstofconcentrators.

---- [Lees het hoofdstuk 'Belangrijke veiligheidsvoorschriften' voordat
u dit apparaat gebruikt.] ----

Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Lees de volgende belangrijke veiligheidsinformatie over de FreeStyle draagbare
zuurstofconcentrator aandachtig door en maak u ermee vertrouwd.
Dit apparaat levert hoog geconcentreerde zuurstof die eensnelle verbranding bevordert. Verbied roken of open vuur indezelfde kamer als (1) het apparaat of (2) een
zuurstofreservoir. Als u zich niet aan deze waarschuwing
houdt, kan dat hevige brand, beschadiging van eigendommen
en/of lichamelijk letsel of overlijden veroorzaken.

Als u ongemak ervaart of een medische noodsituatie
doormaakt, roep dan onmiddellijk medische hulp in.

Niet verwarmen boven 60 °C (140 °F).

MN131-1 F

NL-5

NL

FreeStyle™

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik als
levensondersteuning. Bij geriatrische, pediatrische en anderepatiënten die tijdens het gebruik van dit apparaat niet in staatzijn om het aan te geven als ze ongemak ervaren, kan extra
toezicht noodzakelijk zijn. Patiënten bij wie het gehoor en/of het
gezichtsvermogen is aangetast, kunnen hulp nodig hebben bij
het reageren op een alarmmelding van het apparaat.

Gebruik geen olie, vet, oliehoudende of andere brandbare
producten bij de zuurstofbevattende accessoires of bij het
FreeStyle-apparaat. Gebruik alleen lotions en crèmes op
waterbasis die met zuurstof compatibel zijn. Zuurstof versnelt
de ontsteking van brandbare stoffen.

Een onjuist gebruik van de FreeStyle-batterij kan ertoe leiden
dat de batterij heet wordt, in brand vliegt en ernstig letsel
veroorzaakt. Zorg dat u de batterij niet doorboort, er niet op
slaat, er niet op gaat staan, niet laat vallen en ook niet op
andere wijze onderwerpt aan krachtige stoten of schokken.

Als u de FreeStyle buitenshuis met de universele AC/DCadapter gebruikt, sluit de adapter dan uitsluitend aan op een
geaard stopcontact dat beveiligd is met een aardlekschakelaar.

Met uitzondering van kabels en adapters die door de fabrikant
van de medische apparatuur als reserveonderdelen voor
interne componenten worden verkocht, kan het gebruik van
andere kabels en adapters dan hier worden gespecificeerd
door een lagere beschermingsgraad een hogere uitstoot van
de FreeStyle veroorzaken.

Wijzigingen aan dit apparaat zijn niet toegestaan.

NL-6

MN131-1 F

FreeStyle™

NL

De FreeStyle mag niet vlakbij andere apparaten worden
gebruikt of op een ander apparaat worden geplaatst. Als niet
kan worden voorkomen dat het toestel naast of op een ander
apparaat wordt gebruikt, dan moet worden gecontroleerd of het
apparaat normaal werkt.
Risico van elektrische schokken. Haal voordat u het apparaat
reinigt de stekker van het netsnoer uit het stopcontact om tevoorkomen dat u per ongeluk een schok krijgt. Alleen deleverancier van uw apparaat of een bevoegde servicemonteur
mag de behuizing verwijderen of onderhoud aan het apparaat
uitvoeren.

Zorg dat de FreeStyle niet nat wordt en dat er geen water in
het apparaat komt. Dit kan een storing of het uitschakelen van
het apparaat veroorzaken.

Volgens de federale wetgeving van de V.S. mag dit productalleen worden verkocht of verhuurd in opdracht van een arts of
een andere bevoegde medische zorgverlener.

Als er een geluidssignaal afgaat of als u merkt dat de FreeStyleniet goed werkt, raadpleeg dan het hoofdstuk 'Opsporen en
oplossen van problemen' in deze handleiding. Als u het
probleem niet kunt oplossen, raadpleeg dan de leverancier van
het apparaat.

De FreeStyle draagbare zuurstofconcentrator kan tijdens het
slapen worden gebruikt als dit door een bevoegd arts wordt
aanbevolen.

Als u het FreeStyle-apparaat buiten het normale bereik van debedrijfstemperatuur gebruikt, kan dat de prestaties beïnvloeden
en de levensduur van de batterij verkorten en/of de oplaadduur
van de batterij verlengen. (Zie het hoofdstuk 'Specificaties' indeze handleiding.)

MN131-1 F

NL-7

NL

FreeStyle™

Zorg ervoor dat de luchtingang- en de luchtuitgangopeningenniet worden afgedekt. Hierdoor kan het FreeStyle-apparaat
oververhit raken, wat de werking ervan kan beïnvloeden.

Gebruik het apparaat niet in een kleine of besloten ruimte (bijv.
in een kleine doos of handtas) waarin de ventilatie beperkt kan
zijn. Hierdoor kan het FreeStyle-apparaat oververhit raken, wat
de werking ervan kan beïnvloeden.
Wanneer u de FreeStyle met de universele AC/DC-adapter
aansluit in een auto, op een boot of op een andere DC-bronmet de universele AC/DC-adapter, dan moet u er vóór het
aansluiten van het FreeStyle-apparaat voor zorgen dat het
voertuig is opgestart en dat de motor draait. Als het lampje vande universele AC/DC-voedingsadapter niet brandt en het
apparaat moet worden gereset, koppel de adapter dan los van
het DC-stopcontact, start het voertuig opnieuw en sluit daarna
uw adapter opnieuw op het DC-contact aan. Als u deze
instructies niet respecteert, kan dat tot gevolg hebben dat deadapter geen stroom levert aan de FreeStyle.
Haal nadat de auto waarin u de FreeStyle gebruikt, isuitgeschakeld de kabel uit het contact en neem het apparaat
met u mee uit de auto. Bewaar de FreeStyle niet in een auto
waarin het erg heet kan worden of in een vergelijkbare andere
omgeving waarin de temperatuur erg hoog of laag kan worden.
Als u het apparaat buiten het normale temperatuurbereik
gebruikt of bewaart, kan dit de prestaties van de FreeStylebeïnvloeden. (Zie het hoofdstuk 'Specificaties' in deze
handleiding.)
Als de FreeStyle langdurig buiten het normale bereik van debedrijfstemperatuur werd opgeslagen, moet u het apparaat
eerst op de normale bedrijfstemperatuur laten komen voordat u
het inschakelt. (Zie het hoofdstuk 'Specificaties' in deze
handleiding.)

NL-8

MN131-1 F

FreeStyle™

NL

Het is erg belangrijk dat alleen het voorgeschrevenzuurstofniveau wordt gekozen. Wijzig de instellingen voor depulserende toevoer alleen volgens de aanwijzingen van uw
arts.
Vervang de verwijderbare canule zoals wordt aanbevolen doorde fabrikant of door de leverancier van uw apparaat. Bij deleverancier van uw apparaat zijn extra canules verkrijgbaar.

Plaats de concentrator nooit zo dat het moeilijk is om het
netsnoer te bereiken.

De concentrator moet zo worden geplaatst dat er geenverontreinigende stoffen of uitlaatdampen in het apparaat
kunnen komen.

Plaats de concentrator nooit zo dat het moeilijk is om het
netsnoer te bereiken.

Draagbare en mobiele communicatieapparatuur met
radiofrequentie kan de werking van medische elektrische
apparatuur ongunstig beïnvloeden.

De canuleslang moet niet-knikkend zijn en kan met een totale
maximale lengte van 7,6 m worden gebruikt.

Zorg ervoor dat de canule volledig is ingebracht en stevig vastzit.
Dan kan het FreeStyle-apparaat de inademing op de juiste wijze
waarnemen voor het leveren van de zuurstof.

MN131-1 F

NL-9

NL

FreeStyle™

Als u uw FreeStyle langdurig bij een hoge temperatuur of met
een volledig opgeladen of ontladen batterij opslaat, dan kan detotale levensduur van de batterij hierdoor korter worden.

Afhankelijk van de temperatuur van de FreeStyle-batterij kan het
na aansluiting op de stroomvoorziening een paar minuten duren
voordat de oplaadcyclus begint. Dit is normaal en zorgt ervoor
dat het opladen veilig kan plaatsvinden.

De FreeStyle-batterij hoeft niet helemaal ontladen te zijn
voordat deze weer wordt opgeladen. Het is raadzaam de
FreeStyle-batterij na elk gebruik op te laden.

Wanneer het apparaat op de stroom wordt aangesloten om teworden opgeladen, kan het enkele minuten duren voordat het
opladen begint, afhankelijk van de interne bedrijfstemperatuur
van de batterij. Dit is normaal en zorgt ervoor dat het opladen
veilig kan plaatsvinden. De kans hierop is groter wanneer debatterij volledig leeg is.
Wanneer het apparaat op AC- of DC-spanning is aangesloten,
wordt de batterij opgeladen totdat deze de volledige capaciteit
heeft bereikt, ongeacht of het apparaat wel of niet isingeschakeld.
Als de interne batterij volledig leeg is waardoor de FreeStylezichzelf uitschakelt, dan kan het apparaat niet opnieuw worden
opgestart met behulp van de AirBelt. Als dit gebeurt, moet u uw
FreeStyle gedurende korte tijd op de universele AC/DC-adapter
aansluiten zodat de interne batterij voldoende op kan laden om
het apparaat weer in te kunnen schakelen. Vervolgens kan deAirBelt worden aangesloten waardoor het apparaat langer
werkt.

Als de voedingsadapter van de FreeStyle op destroomvoorziening blijft aangesloten nadat de batterij volledig is
opgeladen, gaan de vier lampjes na ongeveer 1 uur uit.

NL-10

MN131-1 F

FreeStyle™

NL

Het kan noodzakelijk zijn om de universele AC/DC-adapter
van de FreeStyle eerst op de FreeStyle aan te sluiten voordat
het apparaat voor de eerste keer op de batterij kan werken.
Mogelijk heeft de leverancier van uw apparaat deze stap alvoor u uitgevoerd.

Gebruik als luchtingangfilter voor dit apparaat uitsluitend AirSep
onderdeelnr. FI144-1.

Gebruik de FreeStyle niet als de luchtingangfilter niet op zijn
plaats zit. Als een tweede filter is meegeleverd, plaatst u de'reservefilter' voordat u de vuile filter reinigt.

AirSep raadt sterilisatie van dit apparaat niet aan.

Verricht geen andere onderhoudswerkzaamheden dan demogelijke oplossingen die in deze handleiding worden vermeld.

De oplaadbare lithium-ion-batterij die in de FreeStyle wordt
gebruikt hoeft niet volledig leeg te zijn voordat deze opnieuw
wordt opgeladen.
Het is raadzaam om de batterij na elk gebruik op te laden,
ongeacht het spanningsniveau van de batterij.
Wanneer het apparaat op de universele AC/DC-adapter isaangesloten, wordt de batterij opgeladen, ongeacht of het
apparaat wel of niet is ingeschakeld.

MN131-1 F

NL-11

NL

FreeStyle™

Een lithiumbatterij kan permanent haar capaciteit verliezen als
de batterij aan extreem hoge temperaturen wordt blootgesteld
terwijl ze volledig opgeladen of volledig leeg is. Als het apparaat
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam
ervoor te zorgen dat de batterij 25% tot 50% is opgeladen endat het apparaat bij een temperatuur van ongeveer 23 °C (±2 °C) wordt bewaard.

In de woning of de ruimte waarin de zuurstofconcentrator wordt
gebruikt moeten duidelijk zichtbaar borden worden geplaatst
met het opschrift 'Niet roken – gebruik van zuurstof'. Patiënten
en hun zorgverleners moeten worden geïnformeerd over degevaren van roken in de nabijheid van of tijdens het gebruik van
medische zuurstof.

NL-12

MN131-1 F

FreeStyle™

NL

Belangrijke veiligheidsvoorschriften voor de optionele AirBelt
Een onjuist gebruik van de AirBelt kan ertoe leiden dat debatterij heet wordt, in brand vliegt en ernstig letsel veroorzaakt.
Zorg dat u de batterij niet doorboort, er niet op slaat, er niet op
gaat staan, niet laat vallen en ook niet op andere wijze
onderwerpt aan krachtige stoten of schokken.

Zet de veiligheidsdop terug op het AirBelt-snoer wanneer het
snoer niet in gebruik is.

Probeer niet om de optionele AirBelt op te laden met deuniversele AC/DC-adapter van de FreeStyle. Hierdoor kan deAirBelt beschadigd raken.
Gebruik voor het opladen van de AirBelt alleen de meegeleverde
AirBelt-voedingsadapter.

Afhankelijk van de temperatuur van de AirBelt kan het na
aansluiting op de stroomvoorziening een paar minuten duren
voordat de oplaadcyclus begint. Dit is normaal en zorgt ervoor dat
het opladen veilig kan plaatsvinden.

De AirBelt hoeft niet helemaal ontladen te zijn voordat deze weer
wordt opgeladen. Het is raadzaam om de AirBelt na elk gebruik
op te laden.

Een lithiumbatterij kan permanent haar capaciteit verliezen als debatterij aan extreem hoge temperaturen wordt blootgesteld terwijl
ze volledig opgeladen of volledig leeg is. Als het apparaat
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam ervoor
te zorgen dat de batterij 25% tot 50% is opgeladen en dat het
apparaat bij een temperatuur van ongeveer 23 °C (± 2 °C) wordt
bewaard.

MN131-1 F

NL-13

NL

FreeStyle™

[Lees het hoofdstuk 'Belangrijke veiligheidsvoorschriften' voordat
u dit apparaat gebruikt.]Uw FreeStyle draagbare zuurstofconcentrator:
een eerste verkenning
De verpakking van de FreeStyle bevat de volgende artikelen, zoals wordt getoondin de afbeeldingen 1-3. Als er artikelen ontbreken, neem dan contact op met deleverancier van uw apparaat.
••••

FreeStyle draagbare zuurstofconcentrator met draagtas.
Handleiding voor patiënten (niet afgebeeld)
Universele AC/DC-adapter (100-240 volt, 50/60 Hz) met netsnoer.
DC-netsnoer

Afbeelding 2. FreeStyle universele
AC/DC-adapter/netsnoer
Afbeelding 1. FreeStyle-apparaat

Afbeelding 3. FreeStyle DC-adapter

U kunt voor een langere werking van de batterij ook gebruik maken van deoptionele AirBelt. De verpakking daarvan bevat de volgende onderdelen, die tezien zijn in afbeelding 4:
•
•

NL-14

AirBelt-batterijriem
Universele AC/DC-adapter (100-240 volt, 50/60 Hz) met netsnoer

MN131-1 F

FreeStyle™

NL

Een onjuist gebruik van de AirBelt kan ertoe leiden dat de batterij
heet wordt, in brand vliegt en ernstig letsel veroorzaakt. Zorg dat
u de batterij niet doorboort, er niet op slaat, er niet op gaat staan,niet laat vallen en ook niet op andere wijze onderwerpt aan
krachtige stoten of schokken.

U moet alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen overde AirBelt eerst lezen voordat u begint met het gebruik van het apparaat.
Zie pagina 9, 'Belangrijke veiligheidsvoorschriften voor de optionele AirBelt'
Andere optionele accessoires bestaan uit een soort gordel waarmee de draagtas
van de FreeStyle eenvoudig als rugzak kan worden gedragen (onderdeelnummer
MI284-1), zoals wordt afgebeeld in afbeelding 5. De FreeStyle kan desgewenst
ook op de heup worden gedragen door de AirBelt of een andere riem die u draagt
door de lussen van de FreeStyle-draagtas te voeren. (Zie afbeelding 6.) Met deoptionele zak voor accessoires (onderdeelnummer MI320-1) is het meenemen vanalle voedingsaccessoires en de optionele AirBelts en/of de gordel voor gebruik op
uw bestemming nog eenvoudiger.

Afbeelding 4. AirBelt en universele
AC/DC adapter/netsnoer

Afbeelding 5.
FreeStyle-apparaat
als rugzak gedragen

Afbeelding 6.
FreeStyleapparaat op deheup gedragenZet de veiligheidsdop terug op het AirBelt-snoer wanneer het
snoer niet in gebruik is.

MN131-1 F

NL-15

NL

FreeStyle™

Zorg er voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt voor dat u vertrouwd raakt
met de belangrijkste onderdelen van de FreeStyle. Deze onderdelen worden
afgebeeld in de tekeningen op de volgende bladzijden en worden later in deze
handleiding besproken.

Opladen van de batterij
Kijk voordat u de FreeStyle voor het eerst gaat gebruiken, en na elk daaropvolgend
gebruik, of de batterij volledig is opgeladen. Druk voor het controleren van het
oplaadniveau van de interne batterij op de BATT-knop op het toetsenpaneel vandeFreeStyle.
Bovende
BATT-knop
brandenledjesvandebatterijmeter/indicator(en) waarmee het oplaadniveau van de interne batterij wordt
aangegeven (25-100%). Opmerking: telkens wanneer het apparaat op AC- of DCvoeding werkt, wordt de interne batterij opgeladen. Voor het opladen van deinterne batterij van de FreeStyle sluit u eenvoudigweg de universele AC/DCadapter van het apparaat aan op de betreffende aansluiting van het apparaat(zoals afgebeeld in afbeelding 7). Zorg er eerst voor dat de stekker van het
netsnoer goed is uitgelijnd met deze ingangsaansluiting. Bekijk hiervoor de
D-vormige stekker van het netsnoer en de ingangsaansluiting van de FreeStyle.
De stekker en de aansluiting moeten goed op elkaar zijn uitgelijnd. Bij het
verwijderen van het netsnoer moet eerst de ontgrendelingsknop worden ingedrukt
voordat het netsnoer uit de FreeStyle kan worden verwijderd. Dit voorkomt dat het
apparaat of de voedingsaccessoires beschadigd raken.

Ingang voeding
FreeStyleapparaat

Indrukken om
het netsnoer teverwijderen.

Optionele AirBelt
De optionele AirBelt kan de batterijduur van de FreeStyle tot maximaal 10 uur
verlengen. Het opladen van een volledig lege externe batterij duurt ongeveer 3 uur.
Sluit voor het opladen van de AirBelt de AC-adapter van de AirBelt aan op het
uiteinde van het netsnoer van de AirBelt (zoals getoond in Afbeelding 8), en sluit
het andere uiteinde aan op een geschikt AC-stopcontact. Op het snoer van deAirBelt-batterij bevindt zich nog een aparte batterijmeter/indicator waarmee het
oplaadniveau van de AirBelt kan worden gecontroleerd. Deze werkt hetzelfde als
de interne batterijindicator op het toetsenpaneel.

NL-16

MN131-1 F

FreeStyle™

NL

Afhankelijk van de temperatuur van de FreeStyle-batterij kan het
na aansluiting op de stroomvoorziening een paar minuten duren
voordat de oplaadcyclus begint. Dit is normaal en zorgt ervoor
dat het opladen veilig kan plaatsvinden.

De batterij van de FreeStyle hoeft niet helemaal ontladen te zijn
voordat deze weer wordt opgeladen. Het is raadzaam om debatterij van de FreeStyle na elk gebruik op te laden.

Wanneer het apparaat op de stroom wordt aangesloten om teworden opgeladen, kan het enkele minuten duren voordat het
opladen begint, afhankelijk van de interne bedrijfstemperatuur
van de batterij. Dit is normaal en zorgt ervoor dat het opladen
veilig kan plaatsvinden. De kans hierop is groter wanneer debatterij volledig leeg is.

Afbeelding 7. Opladen interne batterij

Afbeelding 8. Opladen AirBelt-batterij

De AirBelt hoeft niet helemaal ontladen te zijn voordat deze weer
wordt opgeladen. Het is raadzaam om de AirBelt na elk gebruik
op te laden.
•••

Wanneer de interne batterij van de FreeStyle volledig leeg is, duurt het
ongeveer 3½ uur om deze volledig op te laden, ongeacht of het apparaat via
de universele AC/DC-adapter wordt gebruikt.
Bij het opladen van een volledig lege batterij zal eerst het 25%-lampje enkele
minuten snel knipperen, waarna het langzamer gaat knipperen (elke halve
seconde).
Het lampje blijft knipperen tot de batterij een capaciteit van 25% heeft bereikt.
Het lampje zal vervolgens ononderbroken branden.

MN131-1 F

NL-17

NL

•
•

FreeStyle™

Elk van de vier ledjes, 25% – 100%, knippert zoals hierboven wordt
aangegeven en brandt vervolgens ononderbroken als de batterij tot op het
bijbehorende niveau volledig is opgeladen.
Wanneer alle ledjes constant branden, is de batterij volledig geladen en blijvende ledjes gedurende een bepaalde periode branden; daarna gaan de ledjes
alle vier uit.
Een lithiumbatterij kan permanent haar capaciteit verliezen als
de batterij aan extreem hoge temperaturen wordt blootgesteld
terwijl ze volledig opgeladen of volledig leeg is. Als het
apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, is het
raadzaam ervoor te zorgen dat de batterij 25% tot 50% isopgeladen en dat het apparaat bij een temperatuur van
ongeveer 23 °C (± 2 °C) wordt bewaard.

---- [Lees het hoofdstuk 'Belangrijke veiligheidsvoorschriften' voordat
u dit apparaat gebruikt.]

Neuscanule
Voor het transport van de zuurstof van het FreeStyle-apparaat naar de gebruiker
worden een neuscanule en een slang gebruikt. De slang is aangesloten op dezuurstofuitgang van het apparaat (zie afbeelding 9).

Afbeelding 9. Aansluiten van de canule op de zuurstofuitgang van de FreeStyle

AirSep adviseert het gebruik van een neuscanule met een slang van 2,1 m (7 ft),
AirSep onderdeelnummer CU002-1. Er mag ook een slang met een andere lengte
tot 7,6 m, inclusief neuscanule, worden gebruikt.

NL-18

MN131-1 F

FreeStyle™

NL

Vervang de wegwerpcanule regelmatig na normaal gebruik. Bij
de leverancier van uw apparaat zijn extra canules verkrijgbaar.

De canuleslang moet niet-knikkend zijn en kan met een totale
maximale lengte van 7,6 m worden gebruikt.

Volg voor een juist gebruik altijd de instructies van decanulefabrikant op. Vraag aan uw bevoegde medischezorgverlener hoe vaak de canule moet worden vervangen.

Zorg ervoor dat de canule volledig is ingebracht en stevig vastzit.
Dan kan het FreeStyle-apparaat de inademing op de juiste wijze
waarnemen voor het leveren van de zuurstof.

MN131-1 F

NL-19

NL

FreeStyle™

Onderdelen van het FreeStyle-apparaat

Handgreep
Zuurstofuitgang

Luchtuitgang

Luchtuitgang

Contactdoos voor
elektriciteitsaansluitingen
Luchtingang/filterdeksel

Afbeelding 10. Buitenkant FreeStyle – voorkant
Stofdeksel
Alarm/onderhoudlampje

Selectieknop
toevoer

Pulsstroom
indicatielampje(s)Batterijmeter/
lampje(s)(Interne) batterijknop
Afbeelding 11. Toetsenpaneel/lampjes van dichtbij gezien

NL-20

MN131-1 F

FreeStyle™

NL

RTCA DO160 geeft
aan dat het
FreeStyle-apparaat
werd getest en
goedgekeurd voor
naleving van de
FAA-normen.

Etiket/aanwijzingenvoor patiënten

Afbeelding 12. Buitenkant FreeStyle – achterkant

Lees nu u bekend bent met de verschillende onderdelen van het FreeStyleapparaat de gebruiksaanwijzing op de volgende pagina's aandachtig door.

[Lees het hoofdstuk 'Belangrijke veiligheidsvoorschriften'
voordat u dit apparaat gebruikt.]

Gebruiksaanwijzing
1.

Plaats de FreeStyle zodanig dat de luchtingang en luchtuitgang niet zijn
geblokkeerd.

2.

Voed het apparaat met (a) de interne batterij; (b) de AirBelt; (c) een
DC-contact (bijv. van auto of motorboot); of (d) een AC-stopcontact (d.w.z.
normale elektriciteit in huis). (Zie het hoofdstuk Stroomvoorziening in deze
handleiding voor patiënten.)3.

Sluit uw canule aan op de zuurstofuitgang.

4.

Til de stofdeksel van het apparaat op.

5.

Zet het FreeStyle-apparaat aan door op het toetsenpaneel van het
apparaat op knop [1], [2] of [3] te drukken, overeenkomend met het door
uw arts voorgeschreven aantal liters toe te voeren zuurstof. Boven de

MN131-1 F

NL-21

NL

FreeStyle™

gekozen knop gaat het groene ledje branden. Telkens wanneer u het
FreeStyle-apparaat inschakelt, klinkt er kort een geluidssignaal. Dit geeft
aan dat de FreeStyle is ingeschakeld en klaar is voor gebruik.
6.

Druk op de betreffende knop als u de instelling voor pulserende toevoer
wilt veranderen. Na de automatische opstartmodus is het normaal dat het
geluid dat u hoort, verandert omdat dit gebeurt als u de instellingenverandert.

7.

Als u de FreeStyle wilt uitzetten, druk dan op de knop bij het brandendelampje dat de instelling voor de pulserende toevoer aangeeft.

8.

Wanneer de FreeStyle een inademing waarneemt, wordt via uw canulezuurstof aan u toegediend.

9.

Nadat het FreeStyle-apparaat is ingeschakeld, duurt het ongeveer twee
minuten voordat de maximale zuurstofconcentratie is bereikt.

Gebruik geen olie, vet, oliehoudende of andere brandbare
producten bij de zuurstofbevattende accessoires of bij het
FreeStyle-apparaat. Gebruik alleen lotions en crèmes op
waterbasis die met zuurstof compatibel zijn. Zuurstof versnelt
de ontsteking van brandbare stoffen.

Niet verwarmen boven 60 °C (140 °F).

Het kan noodzakelijk zijn om de universele AC/DC-adapter
van de FreeStyle eerst op de FreeStyle aan te sluiten voordat
het apparaat voor de eerste keer op de batterij kan werken.
Mogelijk heeft de leverancier van uw apparaat deze stap alvoor u uitgevoerd.

NL-22

MN131-1 F

FreeStyle™

NL

Elke keer dat het FreeStyle-apparaat wordt ingeschakeld,
doorloopt het gedurende ongeveer zeven minuten een
automatische opstartperiode. Tijdens deze periode houdt het
apparaat een constante snelheid aan, ongeacht de instelling.
Het is normaal om na deze periode een verandering in snelheid
te horen tussen instelling 1 en 2. Deze verandering in snelheid
wordt veroorzaakt door het verschil in zuurstofproductie van het
apparaat bij elk van de instellingen.

Stroomvoorziening
De FreeStyle kan op vier verschillende manieren van stroom worden voorzien –met de interne batterij, met een universele AC/DC-adapter en met een optionele
AirBelt-batterijriem in combinatie met de interne batterij van het apparaat.
1.

2.

3.

Interne batterij: in elk FreeStyle-apparaat zit een oplaadbare interne
batterij. Als de batterij volledig is opgeladen, voorziet deze het FreeStyleapparaat gedurende maximaal 3,5 uur van stroom. Als debatterijspanning laag wordt, klinkt er een geluidssignaal.
De geluidssignalen
wordenbesprokeninhethoofdstuk'Geluidssignalen/lampjes' in deze handleiding.
Opladen van de batterij: voor het opladen van de batterij moet de
FreeStyle worden aangesloten op de universele AC/DC-adapter die isverbonden met een normaal wisselstroomstopcontact (AC) van
100-240 volt en 50/60 Hz of op een gelijkstroomstopcontact (DC) in een
auto (boot, camper, etc.). Het volledig opladen van een lege batterij duurt
ongeveer 3½ uur. Het is raadzaam om de batterij zo vaak mogelijk op te
laden, zelfs als deze slechts gedeeltelijk leeg is.
Universele AC/DC-adapter: met een universele AC/DC -adapter kan de
FreeStyle op een stopcontact van 100-240 volt en 50/60 Hz worden
aangesloten. De adapter zet 100-240 volt wisselstroom voor het
FreeStyle-apparaat om in gelijkstroom. Als de FreeStyle wordt gebruikt
met de universele AC/DC -adapter, wordt het apparaat vanuit het
AC-stopcontact gevoed, terwijl de batterij van de FreeStyle tegelijkertijd
weer wordt opgeladen.
Optionele AirBelt (externe batterijriem): de FreeStyle kan tevens via
een externe batterijriem worden gevoed. Deze riem kan om het middel
worden gedragen en wanneer deze wordt gebruikt in combinatie met een
volledig opgeladen interne batterij, dan wordt gedurende maximaal 10
uur stroom geleverd aan uw FreeStyle-apparaat. De riembatterij wordt op
de stroomaansluiting van het FreeStyle-apparaat aangesloten en deriembatterij kan worden opgeladen door deze met de AC-adapter aan tesluiten op een wisselstroomvoorziening.

MN131-1 F

NL-23

NL

FreeStyle™

Als u de AirBelt gebruikt met een volledig opgeladen interne batterij is deinterne batterij van de FreeStyle eerder leeg dan die van de AirBelt.
Voordat de interne batterij van de FreeStyle leeg is, moet de AirBelt op
het FreeStyle-apparaat worden aangesloten. Houd dit in de gaten en sluit
de AirBelt aan op de FreeStyle voordat de batterijspanning van de interne
batterij minder dan 25% is.
Als de interne batterij volledig leeg is waardoor de FreeStylezichzelf uitschakelt, dan kan het apparaat niet opnieuw worden
opgestart met behulp van de AirBelt. Als dit gebeurt, moet u uw
FreeStyle gedurende korte tijd op de universele AC/DC-adapter
aansluiten zodat de interne batterij voldoende op kan laden om
het apparaat weer in te kunnen schakelen. Vervolgens kan deAirBelt worden aangesloten waardoor het apparaat langer werkt.

FreeStyle™ universele AC/DC-adapter (gebruiksaanwijzing)
Aansluitingen voor
verwijderbaar AC- of
DC-netsnoer

Voor aansluiting op het
FreeStyle-apparaat

Afbeelding 13

De nieuwe universele adapter voor de FreeStyle draagbare zuurstofconcentrator biedt
de mogelijkheid om uw apparaat op verschillende manieren van stroom te voorzien,
waardoor u zonder al te veel gewicht kunt reizen, waar u ook gaat. Met de hierbeschreven universele adapter (onderdeelnr. PW022) kunt u uw apparaat gebruiken
terwijl de interne batterij aan het opladen is. U hebt maar één onderdeel nodig, of u nu
naar de winkel rijdt, een vlucht neemt naar uw vakantiebestemming of gewoon bij een
vriend op bezoek bent. Deze universele adapter vervangt de twee aparte AC- en DCadapters die voorheen bij de FreeStyle werden geleverd en die in uw handleiding voorpatiënten worden besproken.
Uw adapterkit wordt geleverd met drie belangrijke accessoires:

NL-24

MN131-1 F

FreeStyle™

•

•

•

NL

universele adapter (PW017-1), die werkt op 120-240 volt wisselstroom en
met meerdere DC-stroombronnen, waaronder elektriciteit geleverd door
aansluitingen in een auto of vliegtuig
verwijderbaar AC-netsnoer
CD023-2 Amerikaanse modelCD017-2 Europees model, afhankelijk van gebruikslocatie
CD025-1 Australisch model ofCD017-4 Brits modelverwijderbaar DC-netsnoer met een stekker voor autocontacten en
D-vormige stekker met 4 pinnen voor stopcontacten van het type
EmPower®. Deze laatste worden vaak gebruikt in vliegtuigen (CD034-1).

Opmerking: Wanneer de interne batterij van de FreeStyle volledig leeg is, duurt
het ongeveer 3½ uur om deze volledig op te laden, ongeacht of het apparaat op
wisselstroom of gelijkstroom wordt gebruikt.
Van start gaan met de universele AC/DC-adapter en aansluiting op de FreeStyle
Voor alle hierna volgende procedures verdient het aanbeveling om eerst de universele
adapter aan te sluiten op de ingang van het FreeStyle-apparaat zoals wordt getoond
op afbeelding 14. Zorg voor een correcte aansluiting van het apparaat door tecontroleren dat de draagtas uitgelijnd is met de ingang van de FreeStyle zodat u een
stabiele aansluiting kunt maken en het snoer op zijn plaats 'klikt'.
Druk voor het ontkoppelen van de adapter van de FreeStyle het lipje aan het
uiteinde van het snoer in zodat u de verbinding op de juiste manier kunt verbreken
en het snoer kunt verwijderen.

Afbeelding 14

MN131-1 F

NL-25

NL

FreeStyle™

Gebruik met wisselstroom
1.
2.
3.

4.

Zorg ervoor dat uw adapter op de juiste wijze is aangesloten op de ingang
van de FreeStyle, zoals in afbeelding 14 wordt getoond.
Sluit het juiste uiteinde van het AC-netsnoer aan op de (niet-gemarkeerde)AC-ingang van de adapter, zoals in afbeelding 15 wordt getoond.
Sluit het andere uiteinde van het AC-netsnoer aan op de wandcontactdoosof op een ander hiervoor geschikt stopcontact, zoals in afbeelding 16 wordt
getoond.
Wilt u de zuurstofconcentrator gebruiken, druk dan op knop [1], [2] of [3] op
het bovenpaneel van het apparaat, die overeenkomt met het aan
u voorgeschreven te leveren zuurstofniveau. Als u het apparaat wilt
uitschakelen, druk dan op de niveauknop bij het brandende ledje.

Afbeelding 15

Afbeelding 16

NL-26

MN131-1 F

FreeStyle™

NL

Gebruik met gelijkstroom (auto, motorboot, etc.)
Let op: wanneer u de FreeStyle met de universele adapter op een auto, op eenboot of op een ander motorvoertuig aansluit, dan moet u er vóór het inschakelen
en gebruiken van het FreeStyle-apparaat voor zorgen dat het voertuig is opgestart
en dat de motor draait. Als het lampje van de adapter niet gaat branden en het
apparaat moet worden gereset, koppel de adapter dan los van het DC-stopcontact
van het voertuig, start uw voertuig opnieuw en sluit daarna uw adapter opnieuw
aan op het DC-contact.
1.
Zorg ervoor dat uw adapter op de juiste wijze is aangesloten op de ingang
van de FreeStyle, zoals in afbeelding 14 wordt getoond.
2.
Sluit het juiste uiteinde van het DC-netsnoer aan op de ingang van deadapter aangeduid met ACCESSORY DC IN, zoals in afbeelding 17 wordt
getoond.
3.
Schakel de motor van uw voertuig weer in.
4.
Sluit het DC-netsnoer aan op het DC-contact van het voertuig, zoals inafbeelding 18 wordt getoond.
5.
Wilt u de zuurstofconcentrator gebruiken, druk dan op knop [1], [2] of [3] op
het bovenpaneel van het apparaat, die overeenkomt met het aan uvoorgeschreven te leveren zuurstofniveau. Als u het apparaat wilt
uitschakelen, druk dan op de niveauknop bij het brandende ledje.

Afbeelding 17

Afbeelding 18

MN131-1 F

NL-27

NL

FreeStyle™

Gebruik van stroom bij een passagiersstoel in een vliegtuig(met aansluitingen met 4 pinnen)
Gebruik van stroom bij een passagiersstoel in een vliegtuig Afbeelding 2(met aansluitingen met 4 pinnen)
U kunt de door de FAA goedgekeurde FreeStyle van AirSep
aan boord van de meeste commerciële vluchten ter wereld
gebruiken. Elke luchtvaartmaatschappij heeft een eigen beleid
voor het gebruik van FAA-goedgekeurde draagbare
zuurstofconcentrators. Aan boord van een vliegtuig kunnen er
verschillendevereistengeldenenverschillende
mogelijkheden beschikbaar zijn voor het van stroom voorzien
van uw apparaat. Aan boord van een vliegtuig kunnen
passagiers op één van de volgende manieren van stroom
worden voorzien: een AC-stopcontact, een DC-stopcontact
zoals in een auto of een DC-stopcontact met 4 pinnen.
Als de luchtvaartmaatschappij waarmee u reist u toestemming geeft om uw
zuurstofconcentrator te gebruiken via een DC-stroomvoorziening met 4 pinnen,
volg dan de volgende stappen:
1.
Zorg ervoor dat uw adapter op de juiste wijze is aangesloten op de ingang
van de FreeStyle, zoals in afbeelding 14 wordt getoond.
2.
Sluit het juiste uiteinde van het DC-netsnoer aan op de ingang van deadapter aangeduid met ACCESSORY DC IN, zoals in afbeelding 19 wordt
getoond.
3.
Verwijder het dopje van de DC-connector door op het lipje te drukken zoals
in afbeelding 20 wordt getoond. Op deze manier wordt de connector met 4
pinnen blootgesteld.
4.
Steek de connector met 4 pinnen in het DC-stopcontact voor passagiersals dit beschikbaar is bij uw stoel in het vliegtuig.
5.
Wilt u de zuurstofconcentrator gebruiken, druk dan op knop [1], [2] of [3] op
het bovenpaneel van het apparaat, die overeenkomt met het aan
u voorgeschreven te leveren zuurstofniveau. Als u het apparaat wilt
uitschakelen, druk dan op de niveauknop bij het brandende ledje.

NL-28

MN131-1 F

FreeStyle™

NL

Afbeelding 19

Afbeelding 20

Raadpleeg uw lokale leverancier voor meer informatie over de universele adapter
voor FreeStyle of over andere productaccessoires van AirSep.

Filters
Via een luchtingangfilter onder de klep onderaan op de voorkant van dezuurstofconcentrator komt er lucht in de FreeStyle. (Zie afbeelding 21 en 22.)
Dit filter voorkomt dat stof en andere grove deeltjes uit de lucht in het apparaat
binnendringen. Controleer voordat u de FreeStyle gebruikt of dit filter schoon is en
op de juiste manier is aangebracht.

MN131-1 F

NL-29

NL

FreeStyle™

Afbeelding 21. Filterdeksel verwijderen
van de luchtingang

Afbeelding 22. Verwijderen filter
uit filterdeksel

Gebruik de FreeStyle niet als de luchtingangfilter niet op zijn
plaats zit. Als een tweede filter is meegeleverd, plaatst u de'reservefilter' voordat u de vuile filter reinigt.

Gebruik als luchtingangfilter voor dit apparaat uitsluitend AirSeponderdeelnr. FI144-1.

NL-30

MN131-1 F

FreeStyle™

NL

Instellen van de keuzeschakelaar voor de zuurstoftoevoer
Het FreeStyle-apparaat heeft drie standen voor pulserende toevoer: [1], [2] en [3] dievoor een toevoer van 1-3 liter zuurstof per minuut (lpm) zorgen. Open het stofdekselvan het toetsenpaneel en druk op knop [1], [2] of [3] die overeenkomt met de door uw
arts voorgeschreven pulserende toevoer. (Zie afbeelding 23 en 24.)Afbeelding 23. Openen stofdeksel van toetsenpaneel

Afbeelding 24. Knop indrukken voor het selecteren van de toevoer

MN131-1 F

NL-31

NL

FreeStyle™

Het is erg belangrijk dat alleen het voorgeschrevenzuurstofniveau wordt gekozen. Wijzig de instellingen voor depulserende toevoer alleen volgens de aanwijzingen van uw
arts.

Geluidssignalen/lampjes
Wanneer het FreeStyle-apparaat een inademing waarneemt, wordt via de neuscanuleeen stoot zuurstof afgegeven. Elke keer dat een ademhaling wordt waargenomen,knippert het groene lampje op het besturingspaneel van het apparaat.
Wanneer het apparaat is ingeschakeld en tegelijkertijd via de universele AC/DCadapter wordt opgeladen, dan geven de batterijmeter/lampjes van de FreeStyle
het laadniveau van de batterij aan en deze lampjes blijven ongeveer een uur nadat
de batterij volledig is opgeladen branden.
Er klinkt een geluidsignaal als de batterij van de FreeStyle bijna leeg is, als er geen
canule is aangesloten of als de werking van het apparaat niet voldoet aan despecificaties. De lampjes en de geluidsignalen worden hieronder gedetailleerd
uitgelegd en verderop in dit hoofdstuk van de handleiding worden ze in een
schema samengevat.
Als er een geluidssignaal afgaat of als u merkt dat de FreeStyleniet goed werkt, raadpleeg dan het hoofdstuk 'Opsporen en
oplossen van problemen' in deze handleiding. Als u het probleem
niet kunt oplossen, raadpleeg dan de leverancier van het
apparaat.

Als u ongemak ervaart of een medische noodsituatie
doormaakt, roep dan onmiddellijk medische hulp in.

NL-32

MN131-1 F

FreeStyle™

NL

o Opstarten
Tijdens het opstarten klinkt kort een geluidssignaal. De FreeStyle begint
te werken zodra het geluidssignaal stopt.
o Lage batterijspanningAls de batterij bijna leeg is, klinkt met tussenpozen een kortgeluidssignaal. Bovendien knippert het gele 25% batterijmeter/lampje(afbeelding 11). Als dit gebeurt, sluit de FreeStyle dan aan op een
DC-stopcontact of een AC-stopcontact, of schakel binnen twee minuten
over op een andere zuurstofbron. Zodra de FreeStyle op een
DC-stopcontact of een AC-stopcontact is aangesloten, werkt het
apparaat weer en wordt de batterij van de FreeStyle tegelijkertijd
opgeladen. De batterijspanning wordt aangegeven door debatterijmeter/lampje(s).
o Canule niet aangesloten
Wanneer de FreeStyle is ingeschakeld, maar gedurende 15 minuten
geen ademhaling waarneemt, geeft het apparaat een aanhoudend
geluidssignaal en gaat het alarmlampje branden. Als dit gebeurt,
controleer dan de aansluiting van de canule op het FreeStyle-apparaat,ga na of de neuscanule goed op uw gezicht is geplaatst en let erop dat u
door uw neus ademhaalt. (Eventueel adviseert uw arts het gebruik van
een kinband.) Als het geluidssignaal desondanks aanhoudt, schakel dan
indien mogelijk over op een andere zuurstofbron en neem contact op met
de leverancier van het apparaat.
o Capaciteit van de FreeStyle is overschreden
Als uw ademhalingssnelheid sneller is dan de capaciteit van de FreeStyletoelaat, klinkt er elke halve seconde een kort geluidssignaal en knippert
het rode alarmlampje. Als dit zich voordoet, ligt de concentratie van dedoor de FreeStyle geleverde zuurstof niet meer binnen de specificaties
van het apparaat. Verminder uw lichamelijke activiteiten, reset het
geluidssignaal door het apparaat uit en weer in te schakelen, stap zo
nodig over op een andere zuurstofbron als deze beschikbaar is en neem
contact op met de leverancier van uw apparaat.
o Algemene storing
Als er in de FreeStyle een algemene storing optreedt, klinkt er elke halve
seconde een kort geluidssignaal en brandt het rode alarmlampje continu.
Als dit zich voordoet, is de concentratie van de door de FreeStyle
geleverde zuurstof lager dan de specificaties van het apparaat toestaan.
Schakel indien mogelijk over op een andere zuurstofbron en neem
contact op met de leverancier van uw apparaat.

MN131-1 F

NL-33

NL

FreeStyle™

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik als levensondersteuning.
Bij geriatrische, pediatrische en andere patiënten die tijdens het
gebruik van dit apparaat niet in staat zijn om het aan te geven alsze ongemak ervaren, kan extra toezicht noodzakelijk zijn.
Patiënten bij wie het gehoor en/of het gezichtsvermogen isaangetast, kunnen hulp nodig hebben bij het reageren op een
alarmmelding van het apparaat.

Reageren op de geluidssignalen/lampjes van de FreeStyle
StatusGeluidssignaal

Indicator

Kort, continu, bij
opstarten(Groen)De FreeStyle ispulserend; brandt ingeschakeld
continu

Indicator

Nee(Groen)pulserend;
knippert

Indicator

Nee

Indicator
Oplaadniveau vanspanningsniveau de batterij.

Indicator

Nee(Geel) continu
licht

NL-34

LampjeBetekenisActie
Uw FreeStyleapparaat is klaar voor
gebruik.

De zuurstof wordt Blijf de FreeStyle
door de FreeStyle normaal gebruiken.
pulserend geleverd.
Opladen zoals
aangegeven.

Onderhoud vereist. Retourneer het
apparaat aan deleverancier voor
inspectie/onderhoud.

MN131-1 F

FreeStyle™

StatusNL

Geluidssignaal

LampjeBetekenis

Actie

Geluidssignaal Continu:
één pieptoon (piep)(Rood)
alarmlampje;
brandt continu

Het apparaat
heeft gedurendede vooraf
ingestelde tijd
geen
ademhaling
waargenomen.

Controleer de canuleaansluiting. Zorg
ervoor dat u door uw
neus ademhaalt.
Neem als het
geluidssignaal
aanhoudt, contact op
met de leverancier
van uw apparaat.

Geluidssignaal Onderbroken:
Piep, piep, piep…

25% (geel)
BATT;
batterijlampje

Hetbatterijvoltage
is te laag om de
FreeStyle telaten werken.

Sluit het FreeStyleapparaat onmiddellijk
aan op een DC- of
AC-stopcontact.

Geluidssignaal Snel onderbroken:
Piep, piep, piep…

(Rood)
alarmlampje;
knippert

De ademhalings- Verlaag uw
snelheid ligt
inspanningsniveau en
hoger dan degebruik zonodig een
capaciteit van
andere zuurstofbron,het FreeStyleindien beschikbaar.
Neem contact op met
apparaat.
de leverancier van uw
apparaat.

Geluidssignaal Snel onderbroken:
Piep, piep, piep…

(Rood)
alarmlampje;
brandt continu

Er heeft zich een Schakel het apparaat
algemeneuit. Schakel over op
storing in het
een andere
FreeStylezuurstofbron en neem
apparaatcontact op met devoorgedaan.
leverancier van uw
apparaat.

MN131-1 F

NL-35

NL

FreeStyle™

Reiniging, verzorging en het juiste onderhoud
Kast
Schakel het FreeStyle-apparaat uit en haal het netsnoer uit de
FreeStyle voordat u de kast schoonmaakt.

Breng een vloeistof nooit rechtstreeks aan op het FreeStyleapparaat om het te reinigen. Volgens opgave van de
kunststoffabrikant bevat de lijst met ongewenste chemicaliën
onder meer de volgende middelen: alcohol en producten op
alcoholbasis, producten op basis van geconcentreerde chlorine(ethyleenchloride) en producten op oliebasis (Pine-Sol, Lestoil).
Deze producten mogen NIET worden gebruikt voor het reinigen
van de kunststoffen behuizing van de FreeStyle omdat ze het
kunststof van het apparaat kunnen aantasten.

Vervang de wegwerpcanule regelmatig na normaal gebruik. Bij deleverancier van uw apparaat zijn extra canules verkrijgbaar.

Houd het FreeStyle-apparaat schoon en vocht- en stofvrij. Reinigde kunststofbehuizing periodiek met een pluisvrije doek of met een
niet-agressief schoonmaakmiddel voor huishoudelijk gebruik op
een vochtige doek of spons. Besteed speciale aandacht aan dezuurstofuitgang voor de aansluiting van de canule en zorg ervoor
dat deze altijd vrij is van stof, water en verontreinigingen.

Neem alle aanwijzingen van de fabrikant in acht om te voorkomendat de AirSep-garantie niet meer geldig is.

NL-36

MN131-1 F

FreeStyle™

NL

FilterLuchtingangfilter
Haal minimaal eens per week de deksel onderaan aan de voorkant van het
apparaat los en was de luchtingangfilter die zich aan de binnenkant van de dekselbevindt. Afhankelijk van uw gebruiksomstandigheden kan de leverancier van uw
apparaat u adviseren de filter vaker te reinigen. Volg voor het goed reinigen vande luchtingangfilter de volgende stappen op:
1.

Verwijder de filter uit de deksel voor de luchtingangfilter en was deze in een
warme oplossing van water met zeep.

2.

Spoel de filter goed af en verwijder overtollig water met een zachte,
absorberende handdoek. Controleer of de filter droog is voordat u dezeterugplaatst.

3.

Zet de droge filter terug op zijn plaats.
Gebruik de FreeStyle niet als de luchtingangfilter niet op zijn plaatszit. Als een tweede filter is meegeleverd, plaatst u de 'reservefilter'voordat u de vuile filter reinigt.

AirSep raadt sterilisatie van dit apparaat niet aan.

MN131-1 F

NL-37

NL

FreeStyle™

Draagtas
Reinig de draagtas en draagband uitsluitend met een warm sopje en een borstel(doordrenk de tas niet) en laat ze daarna aan de lucht drogen. U mag de tas niet
in een wasmachine of droger stoppen.

Twee weergaven
Onderhoud vereist (geel)
Alarmsituatie (rood)

Afbeelding 25. Lampje voor vereiste
inspectie/onderhoud

Alarm/onderhoud-lampje
Wanneer het alarm/onderhoud-lampje begint te branden (geel), is het tijd om uw
FreeStyle-apparaat te laten inspecteren door de leverancier van uw apparaat.
Nadat het benodigde onderhoud is uitgevoerd en de werking van het apparaat
door de leverancier is gecontroleerd, wordt het alarm/onderhoud-lampje gereset.

NL-38

MN131-1 F

FreeStyle™

NL

Accessoires FreeStyle
Voor een goede werking en veiligheid mogen alleen de vermelde accessoires
worden gebruikt die door AirSep via de leverancier van uw apparaat worden
geleverd. Het gebruik van accessoires die niet in de onderstaande lijst voorkomen,
kan de werking en/of de veiligheid van de FreeStyle draagbare
zuurstofconcentrator nadelig beïnvloeden.
Omschrijving/onderdeelnummer
In de FreeStyle-tas zit het volgende:bij:

MI320-1

Draagtas voor alle accessoires

MI283-1

Draagtas, FreeStyle

MI304-1

Schouderriem, FreeStyle (dit is onderdeel van de MI283-1)

CD034-1

DC-netsnoer (860 mm)

PW022-1,
2, 3 of 4

Universele AC/DC-adapter met batterijlader inclusief de volgende
netsnoeren voor zover van toepassing:
PW022-1 Universele AC/DC-adapter (1,2 m) met CD023-2 netsnoer 120 V(2,4 m) en
CD034-1DC netsnoer (860 mm)
PW022-2 Universele AC/DC-adapter (1,2 m) met CD017-2 Europees
netsnoer (2,5 m) en
CD034-1DC netsnoer (860 mm)
PW022-3 Universele AC/DC-adapter (1,2 m) met CD025-1 Australischnetsnoer 250 VAC (2,6 m) en
CD034-1 DC-netsnoer (860 mm)
PW022-4 Universele AC/DC-adapter (1,2 m) met CD017-4 Brits netsnoer(2,5 m) en
CD034-1 DC-netsnoer (860 mm)

MN131-1 F

NL-39

NL

FreeStyle™

Bij de optionele AirBelt is het volgende inbegrepen:
BT017-1,
2, 3 of 4

AirBelt met adapter inclusief de volgende netsnoeren, voor zover
van toepassing:BT017-1

AirBelt met adapter PW008-1 (BT017 verlengde snoerlengte
1,2 m) met CD023-2 netsnoer 120 VAC 2,4 m

BT017-2

AirBelt met adapter PW008-2 (BT017 verlengde snoerlengte
1,2 m) met CD017-2 Europees netsnoer (2,5 m)

BT017-3

AirBelt met adapter PW008-3 (BT017 verlengde snoerlengte
1,2 m) met CD025-1 Australisch netsnoer 250 VAC (2,6 m)

BT017-4

AirBelt met adapter PW008-4 (BT017 verlengde snoerlengte
1,2 m) met CD017-4 Brits netsnoer (2,5 m)
Bijkomende of overige opties:

MI240-2
MI078-1

Verlengstuk AirBelt
Verlengstuk AirBelt nieuwe versie met klittenband

MI284-1

Schoudergordel waarmee de meegeleverde draagtas voor de
FreeStyle in een rugzak kan worden veranderd

FI144-1

Luchtingangfilter

Met uitzondering van kabels en adapters die door de fabrikant
van de medische apparatuur als reserveonderdelen voor
interne componenten worden verkocht, kan het gebruik van
andere kabels en adapters dan hier worden gespecificeerd
door een lagere beschermingsgraad een hogere uitstoot van
de FreeStyle veroorzaken.

NL-40

MN131-1 F

FreeStyle™

NL

Onderdelen waarmee de patiënt direct of indirect incontact komt
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Behuizing concentrator ...........................Valtra/ABS/polystyreen
Bedieningspaneel concentrator ...............Polyester EBG7 ofgelijkwaardig
Deur bedieningspaneel ..........................Polycarbonaat
Handvat concentrator .............................Polycarbonaat
Gasuitgang, spuitstuk .............................Polycarbonaat
Etiket apparaat .......................................Lexan
Spiraalsnoeren ........................................Polyurethaan
Snoeraansluitingen .................................Polycarbonaat/vinylchloride
Netsnoer ..................................................PVC, metaal
Stroomvoorziening ..................................Lexan 940 (polycarbonaat)
Batterij .....................................................Lexan 945
Batterij, etiketten stroomvoorziening .......Polyesterfolie
Draagtas concentrator .............................100% polyester microvezel met
PVC-rug
Draagtas batterij, riem en band ..............100% polyester microvezel met
PVC-rug

Reservevoorraad zuurstof
Mogelijk adviseert de leverancier van uw apparaat een andere bron voor
aanvullende zuurstoftherapie om te gebruiken als zich een mechanische storingof een stroomonderbreking voordoet.

Opsporen en oplossen van problemen
Het FreeStyle-product is ontworpen voor jarenlang storingsvrij gebruik.
Als uw FreeStyle draagbare zuurstofconcentrator niet goed werkt, raadpleeg dan
de tabel op de bladzijden hierna voor het opsporen en oplossen van problemen enneem zonodig contact op met de leverancier van uw apparaat.

Verricht geen andere onderhoudswerkzaamheden dan demogelijke oplossingen die hieronder worden vermeld.

MN131-1 F

NL-41

NL

FreeStyle™

Probleem

Mogelijke oorzaak

OplossingDe FreeStyle
werkt niet als deknop voor
selectie vanpulserende
toevoer wordt
ingedrukt.

De batterij is leeg.

Sluit het apparaat voor destroomvoorziening aan op
een DC-stopcontact of een
AC-stopcontact.

Er klinkt een
aanhoudend
geluidssignaal
en het (rode)alarmlampje
brandt continu.

De FreeStyle heeftgedurende 15 minuten
geen ademhaling
waargenomen.

Storing.

Neem contact op met deleverancier van uw apparaat en
gebruik indien nodig een andere
zuurstofbron.
Controleer de canuleaansluiting.
Zorg ervoor dat de canuleslangniet is geknikt.
Controleer of de canule juist is
geplaatst en of u door uw neus
ademhaalt. Voor ademen door
uw mond kan uw arts een
kinband aanbevelen.

Er klinkt een
onderbroken
geluidssignaal
en het (gele)
BATT lampje
knippert.

De batterij moet
worden opgeladen.

Sluit het apparaat binnen
2 minuten aan op een
DC-stopcontact of een
AC-stopcontact, of op de
optionele AirBelt.

Er klinkt een snel
alarmsignaal enhet (gele) BATTlampje knippert
en de FreeStylewordt
uitgeschakeld.

De batterijspanning is
te laag om de
FreeStyle te laten
werken.

Sluit het apparaat onmiddellijk
aan op een DC-stopcontact ofop een AC-stopcontact.

Er klinkt een
onderbroken
geluidssignaal
en het (rode)alarmlampje
knippert.

Deademhalingssnelheid
ligt hoger dan decapaciteit van het
FreeStyle-apparaat.

Verlaag uw inspanningsniveau
en schakel het apparaat uit enweer aan om het te resetten.
Stap zo nodig en indienbeschikbaar over op een andere
zuurstofbron en neem contact
op met de leverancier van uw
apparaat.

NL-42

MN131-1 F

FreeStyle™

NL

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Er klinkt een
onderbroken
geluidssignaal
en het (rode)alarmlampje
brandt continu.

Er is een algemene
storing opgetreden.

Schakel indien mogelijk over op
een andere zuurstofbron enneem contact op met deleverancier van uw apparaat.

Apparaat startniet opbatterijstroom.

Het apparaat kan tewarm of te koud zijn
als het buitenshuis,
zoals in een auto, isachtergelaten.

Laat het apparaat op normale
werktemperatuur komen. Dit kan
enkele minuten duren als het isblootgesteld aan extreme
temperatuursomstandigheden.
Sluit uw apparaat indien nodig
tijdelijk met de universele
AC/DC -adapter aan op een
stroomvoorziening om deinterne batterij van het apparaat
te resetten.

Vertraagd
starten met het
opladen van deinterne batterij.

De temperatuur van deinterne batterij valt
buiten de
bedrijfstemperatuur.

Het apparaat mag worden
gebruikt, het opladen wordt
echter pas hervat als debatterijtemperatuur weer binnen
het normale bereik is. (Zie
opmerkingen op pagina 9.)

Het apparaat
geeft eengeluidssignaal af
terwijl het in een
auto wordt
gebruikt en isaangesloten op
het DCstopcontact.

Het apparaat krijgt
geen stroom als debatterij leeg is en het
DC-stopcontact geenstroom levert.

Koppel de universele AC/DCadapter los van het stopcontact
van de auto, start de auto
opnieuw en sluit vervolgens deadapter opnieuw aan op het
DC-stopcontact van de auto
om de stroomonderbreker in deDC-adapter te resetten.

Alle andere
problemen.

MN131-1 F

Schakel indien mogelijk overop een andere zuurstofbronen neem contact op met deleverancier van uw apparaat.

NL-43

NL

FreeStyle™

Specificaties FreeStyle
Zuurstofconcentratie:*

Afmetingen:
Gewicht:
Stroom:Levensduur batterij(herlaadbare
lithiumbatterij)
Oplaadtijd batterij:
Opwarmtijd:
Aantal oplaadcycli
per batterij:
Geluidssignalen enpulserende zichtbare
indicatorlampjes:

Geluid:**Temperatuurbereik:**Maximale
horizonshoogte voor
gebruik:

stand 1-3 voor pulserende toevoer: komt overeen met een
continue toevoer van 90% zuurstof +5,5% / -3%
Instelling zuurstoftoevoer: 1, 2 en 3 lpm (gelijk aan
ononderbroken stroom)
Instellingen 1 tot 3 ± 10%
21,8 cm hoog x 15,5 cm breed x 9,1 cm diep
2,0 kg; 0,8 kg optionele AirBelt
Universele AC/DC-adapter:(100-240 VAC 1,75 A Max 50/60 Hz)(11-16 VDC 8,0 A Max)
3 lpm – 2 uur; 2 lpm – 2,5 uur; 1 lpm – 3,5 uur
Optionele AirBelt in combinatie met de interne batterij:
3 lpm – 5 uur; 2 lpm – 6 uur; 1 lpm – 10 uur
3,5 uur; optionele AirBelt: 3 uur
2 minuten
Ongeveer 300 cycli, daarna wordt de capaciteit 80% of lager.
Opstarten – hoorbaar en zichtbaar (GROEN indicatorlampje);
Pulserende toevoer – zichtbaar (GROEN indicatorlampje);
Batterijstatus – batterijniveau (GROENE indicatorlampjes);
Canule losgeraakt – hoorbaar en zichtbaar (ROOD
alarmlampje);
Overbelasting van het systeem – hoorbaar en zichtbaar(RODE waarschuwings- en alarmlampjes)
Hoge en lage druk – hoorbaar en zichtbaar (ROOD
alarmlampje);
Onderhoud vereist: zichtbaar (GEEL alarmlampje)
38 dBA bij instelling 1; 41 dBA bij instelling 2; 44 dBA bij
instelling 3
Bedrijfstemperatuur:
5 °C tot 40 °C(Relatieve vochtigheid van maximaal 95%(niet-condenserend).
Bewaartemperatuur:-20 °C tot 60 °C
tot 3.657,60 m (483 mmHg). Bij een hogere horizonshoogte
wordt de werking mogelijk beïnvloed*Gebaseerd op een atmosferische druk van 101 kPa bij 21 °C**Als het apparaat wordt gebruikt onder omstandigheden die buiten deze specificaties vallen,dan is het mogelijk dat de concentrator niet meer in staat is om bij de hogere toevoerstanden
de gewenste zuurstofconcentratie te leveren.

NL-44

MN131-1 F

FreeStyle™

NL'Vervolg specificaties'
Voor medische apparatuur zijn speciale voorzorgsmaatregelen vereist met
betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en deze apparatuur
moeten worden geïnstalleerd en onderhouden in overeenstemming met de EMCinformatie in dit hoofdstuk.
Richtlijnen en verklaring van de fabrikant ± elektromagnetische immuniteit
De FreeStyle is bedoeld voor gebruik in de hieronder aangegeven elektromagnetische omgeving. De klant of degebruiker van de FreeStyle moet ervoor zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

IMMUNITEITSTEST

IEC 60601
testniveau

Compliantieniveau

Elektrostatische
ontlading (ESD)± 6 kV contact± 6 kV contact

IEC 61000-4-2± 8 kV lucht± 8 kV lucht

Snelle elektrischetransiënten/burst± 2 kV voor
netvoedingskabels± 2 kV voor
netvoedingskabels

IEC 61000-4-4± 1 kV voor in-/uitgangskabels

Niet van toepassing

Piekspanning± 1 kV tussen de
fasen onderling± 1 kV tussen de fasen
onderling± 2 kV tussen fase enaarde± 2 kV tussen fase enaarde< 5% UT(> 95% verlaging in
UT)voor 0,5 cyclus< 5% UT(> 95% verlaging in UT)voor 0,5 cyclus

IEC 61000-4-5

Kortstondige
spanningsdalingen en onderbrekingen en
spanningsvariaties inde netvoeding
IEC 61000-4-11

40 % UT(60 % verlaging in UT)voor 5 cycli
70% UT(> 30 % verlaging in
UT)voor 25 cycli< 5% UT(> 95% verlaging in
UT)voor 5 s

Netfrequentie
magnetische veld

3 A/m

40 % UT(60 % verlaging in UT)voor 5 cycli
70% UT(30% verlaging in UT)voor 25 cycli

Elektromagnetischeomgeving ± richtlijnen
De vloer moet van hout, beton ofkeramische tegels zijn. Als een
vloer is voorzien van een
vloerbedekking van synthetischmateriaal, dan moet de relatieve
luchtvochtigheid ten minste 30%
bedragen.
De kwaliteit van de netvoedingmoet gelijk zijn aan die in een
normale commerciële ofziekenhuisomgeving.
De kwaliteit van de netvoedingmoet gelijk zijn aan die in een
normale commerciële ofziekenhuisomgeving.
De kwaliteit van de netvoedingmoet gelijk zijn aan die in een
normale commerciële ofziekenhuisomgeving. Als degebruiker de FreeStyle tijdens
stroomonderbrekingen moet
kunnen blijven gebruiken, dan is het
raadzaam om de FreeStyle tevoeden vanuit een
ononderbreekbare voeding (UPS)of een accu.

< 5% UT(> 95% verlaging in UT)voor 5 s

3 A/m

IEC 61000-4-8

De magnetische velden vanstroomfrequenties dienen van een
niveau te zijn dat kenmerkend isvoor een normale locatie in een
normale commerciële ofziekenhuisomgeving.

OPMERKING UT is de netspanning vóór toepassing van het testniveau.

MN131-1 F

NL-45

NL

FreeStyle™

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant ± elektromagnetische immuniteit
De FreeStyle is bedoeld voor gebruik in de hieronder aangegeven elektromagnetische omgeving. De klant of degebruiker van de FreeStyle moet ervoor zorgen dat het apparaat in een dergelijke elektromagnetische omgeving
wordt gebruikt.

IMMUNITEITSTEST
Geleide RF
IEC 61000-4-6

Uitgestraalde RF
IEC 61000-4-3

IEC 60601
TESTNIVEAU
3 Vrms150 kHz tot
80 MHzCompliantieniveau
3 Vrms

3 V/m3 V/m80 MHz tot
2,5 GHz

Elektromagnetischeomgeving ± richtlijnen
Bij gebruik van draagbare en mobiele
RF-communicatieapparatuur in debuurt van enig onderdeel van de
FreeStyle, met inbegrip van kabels,
dient minimaal de aanbevolen afstandte worden aangehouden die wordt
berekend met behulp van devergelijking die geldt voor de frequentie
van de zender.
Aanbevolen afstandD = 1,2 x √P
D = 1,2 x √P van 80 MHz tot 800 MHz
D = 2,3 x √P van 800 MHz tot 2,5 GHz
waarbij P het maximale
uitgangsvermogen van de zender inwatt (W) is volgens opgave van defabrikant van de zender, en waarbij dde aanbevolen scheidingsafstand inmeters (m) is.
Veldsterktes van vaste RF-zenders,zoals vastgesteld door een ter plaatse
uitgevoerd elektromagnetischonderzoek a, dienen lager te zijn dan
het nalevingsniveau in elk
frequentiebereik.b
Er kan storing optreden in de buurt
van apparatuur die is voorzien vanonderstaand symbool:

OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing.
OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Overdracht van
elektromagnetische energie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van gebouwen, voorwerpen en mensen.
a.

b.

NL-46

De veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor mobiele of draadloze telefoons en landmobieleradio's, amateurzenders, AM- en FM-radiozenders en TV-zenders, kunnen niet nauwkeurig theoretischworden voorspeld. Voor de beoordeling van de elektromagnetische omgeving in samenhang met vaste RFzenders moet een elektromagnetisch locatieonderzoek worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op delocatie waar de FreeStyle wordt gebruikt hoger is dan het eerder vermelde RF-compliantieniveau dat van
toepassing is, moet worden gecontroleerd of de FreeStyle normaal functioneert. Als wordt opgemerkt dat dewerking niet normaal is, kunnen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, zoals het draaien of verplaatsen
van de FreeStyle.
Boven het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moet de veldsterkte minder dan 3 V/m zijn.

MN131-1 F

FreeStyle™

NL

Aanbevolen afstanden tussen draagbare en mobiele
RF-communicatieapparatuur en de FreeStyleDe FreeStyle is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-storingen
onder controle worden gehouden. De klant of de gebruiker van de FreeStyle kan bijdragen aan het voorkomen
van elektromagnetische interferentie door een minimale afstand te bewaren tussen draagbare en mobiele
RF-communicatieapparatuur (zenders) en de FreeStyle volgens de onderstaande aanbevelingen, al naar gelang
het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.

Nominaal maximaal
uitgangsvermogen
van zender
W

Scheidingsafstand op basis van frequentie van de zender(m)van 150 kHz tot
80 MHzd = 1,2 x √P

van 80 MHz tot
800 MHzd = 1,2 x √P

van 800 MHz tot
2,5 GHzd = 2,3 x √P

0,01

0,12

0.12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Voor zenders met een hierboven niet vermeld nominaal maximaal uitgangsvermogen kan de aanbevolen afstand din meters (m) worden geschat met behulp van de vergelijking voor de desbetreffende zenderfrequentie. Hierin is P
het maximale uitgangsvermogen in watt (W) volgens opgave van de fabrikant van de zender.
OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.
OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Overdracht van
elektromagnetische energie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van gebouwen, voorwerpen en mensen.

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant- elektromagnetische emissie
De FreeStyle is bedoeld voor gebruik in de hieronder aangegeven elektromagnetische omgeving. De klant of degebruiker van de FreeStyle moet ervoor zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Emissietest

Compliantie

RF-emissies
CISPR 11

Groep 1

RF-emissies
CISPR 11

Klasse B

Harmonische emissies
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spanningsschommelingen/flikkeremissies
IEC 61000-3-3

Voldoet

MN131-1 F

Elektromagnetische omgeving – richtlijn
De FreeStyle gebruikt alleen RF-energie voor internefuncties. Als gevolg hiervan is de RF-emissie uitermate
laag en is het niet waarschijnlijk dat hierdoor storingen
kunnen worden veroorzaakt bij elektronische apparaten inde nabije omgeving.

De FreeStyle is geschikt voor gebruik in elke omgeving,
met inbegrip van de huiselijke omgeving en gebouwen
die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare
laagspanningsnetwerk dat gebouwen voor huishoudelijke
doeleinden van stroom voorziet.

NL-47

NL

FreeStyle™

ClassificatieType bescherming tegen elektrische schokken:
Klasse II Bescherming tegen elektrische schokken wordt bereikt door
dubbele isolatie.
Mate van bescherming tegen elektrische schokken:
Type BF Apparatuur die een bepaalde mate van bescherming biedt
tegen elektrische schokken voor wat betreft
1) toegestane lekstroom;2) de betrouwbaarheid van de beschermende
aardverbinding (indien aanwezig).
Niet bedoeld voor directe cardiale toepassing.
Onafhankelijke tests voor de norm voor medische elektrische apparatuur:
Getest voor compliantie met
IEC 60601-1 Algemene veiligheidsvoorschriften.
CAN/CSA C22.2 nr. 60601-1-08 M90 Medische elektrische
apparatuur – Deel 1: Algemeen
Veiligheidsvoorschriften
Bescherming tegen potentiële elektromagnetische of andere interferenties
tussen de apparatuur en andere apparaten.
Getest voor compliantie met EN60601-1-2 (EMC).
Getest voor compliantie met RTCA/DO160 deel 21 categorie M.
CISPR 11 / EN 55011 Klasse B Groep 1, 'Industriële,wetenschappelijke en medische (ISM) apparatuur'
FCC Deel 15, Subdeel B – Klasse B Onbedoelde stralers
Toegestane methoden voor reiniging en infectiebestrijding:
Zie het hoofdstuk 'Reiniging, verzorging en het juiste
onderhoud' in deze FreeStyle handleiding voor patiënten.
Mate van veiligheid van het gebruik van het apparaat in aanwezigheid vanbrandbare narcosegassen:
Apparatuur niet geschikt voor een dergelijke toepassing.
Bedrijfsmodus:
Continu gebruik.

NL-48

MN131-1 F

FreeStyle™

NL

Beperkte garantie
AirSep Corporation garandeert dat de FreeStyle zuurstofconcentrator geen
defecte onderdelen bevat (zoals gespecificeerd op de afgegeven originele factuur)
gedurende drie jaren vanaf de leveringsdatum aan de originele koper, bij normaal
gebruik en normale werking. De garantie voor de batterij geldt voor een jaar. De
verplichtingen van AirSep Corporation onder deze garantie zijn beperkt tot dereparatie of vervanging van elk apparaat (of onderdeel daarvan) dat defect blijkt tezijn of, naar keuze van AirSep Corporation, tot vergoeding van de aankoopprijs
van elk defect onderdeel of apparaat.
Elk apparaat waarvoor een garantieclaim wordt ingediend, moet, op verzoek van
AirSep Corporation, voldoende gefrankeerd naar de AirSep-fabriek worden
teruggestuurd, met een bewijs van de aankoopdatum en op kosten van de koper.
De kosten van retourzending komen voor rekening van de koper. Voorvervangende onderdelen wordt dezelfde garantie afgegeven als hierboven isaangegeven voor het resterende deel van de originele driejarige garantie op
onderdelen (zoals vermeld op de afgegeven originele factuur). Deze garantie geldt
niet voor voorwerpen of onderdelen die zijn blootgesteld aan misbruik, ongevallen,
onjuist onderhoud of onjuist gebruik, of die zonder voorafgaande uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van AirSep Corporation elders, dus niet in de AirSep
Corporation-fabriek, zijn gerepareerd of gewijzigd.
DE VOORGAANDE GARANTIE KOMT IN PLAATS VAN ELKE ANDEREGARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN FEITE EN IN RECHTE, INCLUSIEF
MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF DEGARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR SPECIALE DOELEINDEN.
UITDRUKKELIJK WORDT AANGEGEVEN DAT VOOR DE KOPER DE ENIGE
EN EXCLUSIEVE REMEDIE VOOR DEFECTE ONDERDELEN BEPERKT IS
TOT NALEVING VAN DE BOVENGENOEMDE VERPLICHTING VAN AIRSEPCORPORATION, EN DAT AIRSEP CORPORATION TEN OPZICHTE VAN DE
KOPER OF ANDERE PERSONEN NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR DE UITVALVAN DE APPARATUUR OF VOOR ANDERE SPECIALE, INDIRECTE,
INCIDENTELE OF DAARUIT VOORTVLOEIENDE SCHADE.
Europees vertegenwoordiger:
Medical Product Services GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany
E-mail: info@mps-gmbh.eu

MN131-1 F

NL-49

FreeStyle™

PT

NÃO UTILIZE ESTE EQUIPAMENTO ANTES DE LER ECOMPREENDER BEM ESTE MANUAL. SE NÃO ENTENDER
OS AVISOS E INSTRUÇÕES, PROCURE O FORNECEDOR DO
EQUIPAMENTO ANTES DE TENTAR UTILIZÁ-LO; CASOCONTRÁRIO, PODE HAVER LESÕES CORPORAIS OUDANOS PATRIMONIAIS.
Fumar e usar oxigênio ao mesmo tempo é a principal causa
de lesões e mortes em incêndios. Observe sempre asadvertências abaixo:
Proíba o fumo, velas e chamas abertas na sala em queo dispositivo está instalado ou a 1,52 metro (5 pés) dos
acessórios que transportam oxigênio.
Fumar e usar cânula de oxigênio ao mesmo tempo pode causar
queimaduras no rosto ou até matar.
Remover a cânula e colocá-la sobre roupas de cama, sofás ou
outros estofamentos pode causar combustão abrupta se houver
um cigarro acesso, chama ou outra fonte de calor.
Se você fuma, esses três passos podem salvar sua vida:
Desligue o concentrador de oxigênio, retire a cânula e saia dasala onde se encontra o dispositivo.

Coloque avisos indicando "PROIBIDO FUMAR – Oxigênio"em locais bem visíveis na residência ou outros lugares onde
o concentrador de oxigênio for utilizado. Os pacientes e
cuidadores devem ser informados sobre os perigos de fumar
ao usar oxigênio médico ou na presença deste material.

PT

FreeStyle™

ÍNDICE
Concentrador de Oxigênio Portátil
AirSep® FreeStyle™
Concentrador de Oxigênio Portátil AirSep FreeStyle™
SímbolosPor que seu médico prescreveu oxigênio
O que é o Concentrador de Oxigênio Portátil FreeStyle?
Perfil do operador
FreeStyle em viagens aéreas: Aprovado pela FAA (EUA)
Regras de segurança importantes
Regras de segurança importantes para o AirBelt opcional
Procedimentos iniciais para utilizar o Concentradorde Oxigênio Portátil FreeStyle
Carregamento da bateria
Cânula nasal
Componentes da unidade FreeStyle
Instruções de operação
Fontes de alimentação
Fonte de alimentação universal de CA/CC do FreeStyle™
(instruções de uso)
Filtros
Ajuste do seletor de fluxo
Indicadores de alarme/luminosos
Como reagir aos indicadores de alarme/luminosos
do FreeStyle
Limpeza, cuidados e manutenção correta
Gabinete
FiltroBolsa de transporte
Indicador de alarme/manutenção
Acessórios do FreeStyle
Materiais em contato direto ou indireto com o paciente
Suprimento de oxigênio reserva
Resolução de problemas
Especificações do FreeStyleClassificação
Garantia limitada

PT1
PT1-2
PT2-3
PT3-4
PT4
PT4-5
PT5-11
PT12
PT13-15
PT15-17
PT17-18
PT18-19
PT20-21
PT21-22
PT22-27
PT27-28
PT28-29
PT30-31
PT32-33
PT34-36
PT34
PT35
PT36
PT36
PT37-38
PT39
PT39
PT39-41
PT42-45
PT46
PT47

FreeStyle™

PT

Concentrador de Oxigênio Portátil AirSep FreeStyle™
Este manual do paciente descreve o modo de usar o Concentrador de Oxigênio
Portátil (COP) AirSep FreeStyle™. Antes de começar a usar o FreeStyle, leia
e compreenda bem todas as informações neste manual. Se tiver alguma dúvida,o fornecedor do equipamento estará disponível para esclarecê-las.

SímbolosO equipamento e o manual utilizam alguns símbolos em vez de palavras para
reduzir a possibilidade de mal-entendidos devido a diferenças entre idiomas.
Os símbolos também ajudam a explicar conceitos usando menos espaço.
A tabela a seguir mostra os símbolos e definições usados no Concentrador deOxigênio Portátil FreeStyle.
Símbolo

MN131-1 F

Descrição

Símbolo

Descrição

Atenção: Descreveum perigo ou prática
insegura que, se nãofor evitado, podecausar lesões graveou fatais ou danos
patrimoniais

Equipamento deClasse II com
isolamento duplo

Cuidado: Descreveum perigo ou prática
insegura que, se nãofor evitado, pode
resultar em lesões
leves ou danos
patrimoniais

Atende à Diretiva
93/42/CEE,
formulada pelaorganização
aprovada Nº. 0459

Obs.: Apresenta
informações
importantes que
precisam ser
enfatizadas ou
repetidas

Consulte as
instruções

Consulte os
documentos que
acompanhama unidadeMantenha a unidadee os acessórios
secos

PT-1

PT

RTCA/DO-160 Section 21
Category M Compliant

FreeStyle™

Não use óleo nem
graxa

Descartar de modo
apropriado paraequipamentos
eletroeletrônicos

Proibido fumarNão desmontar

Equipamento tipo BF

Consulte as
instruções de uso

Aviso deconformidade com
RTCA DO160, seção
21, categoria M.
Requisito SFAR 106
da FAAAgência desegurança para
CAN/CSA C22.2
Nº. 60601-1-08 M90
para equipamento
eletromédico

Este lado para cimaAgência desegurança para
CAN/CSA C22.2
Nº. 601.1 M90 paraequipamento
eletromédico

Frágil: Manusear
com cuidado

COP aprovado pela
FAA (EUA)
Não expor a chamas
abertasPor que seu médico receitou oxigênio
Muitas pessoas sofrem de doenças cardíacas, pulmonares e outros problemas
respiratórios. Em muitos casos, esses pacientes podem se beneficiar de terapia
de oxigenioterapia domiciliar, em viagens ou até durante atividades do dia-a-dia
fora de casa.
O ar ambiente que respiramos contém 21% de oxigênio. O organismo dependede um fornecimento constante de oxigênio para funcionar adequadamente.
O médico prescreveu um fluxo ou quantidade específica de oxigênio para tratar
seu problema respiratório.
PT-2

MN131-1 F

FreeStyle™

PT

Embora o oxigênio não vicie, oxigenioterapia sem orientação médica pode ser
perigosa. Procure sempre orientação médica antes de usar este concentrador deoxigênio. Peça ao seu fornecedor de equipamento de oxigênio para demonstrar omodo de ajustar o fluxo recomendado pelo médico.

O Concentrador de Oxigênio Portátil FreeStyle pode ser usado
durante o sono se recomendado por um clínico qualificado.

Utilize apenas o nível de oxigênio receitado pelo médico.
Não aumente nem reduza o fluxo sem consultar o médico.

O que é o Concentrador de Oxigênio Portátil FreeStyle?
Os concentradores de oxigênio surgiram em meados da década de 70 e hoje sãoa forma mais conveniente e confiável de administrar oxigênio suplementar, poissão mais econômicos, eficientes e seguros que os cilindros de oxigênio sob altapressão ou oxigênio líquido. O concentrador fornece todo o oxigênio necessário,sem a necessidade de transportar de cilindros ou ampolas.
O ar que respiramos contém cerca de 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% deoutros gases. Na unidade FreeStyle o ar ambiente passa através de um material
regenerativo e absorvente chamado "peneira molecular", que separa o oxigênio do
nitrogênio, criando um fluxo de oxigênio concentrado que chega ao paciente.
O FreeStyle combina tecnologias avançadas de concentração e conservação deoxigênio, tornando o concentrador de oxigênio portátil, de alta capacidade e leve,pesando apenas 2,00 kg (2 kg). O FreeStyle produz com eficiência seu próprio
oxigênio o fornece pulsos rápidos de oxigênio quando o paciente inspira,eliminando assim o desperdício que ocorre em dispositivos de oxigênio de fluxo
contínuo, que fornecem oxigênio também durante a expiração. O oxigênio pulsátil
produz o mesmo resultado que o fluxo contínuo. O FreeStyle produz o equivalente
a 3 lpm (litros por minuto) e é leve e portátil, podendo ser usado fora de casa.
O FreeStyle pode usar quatro tipos diferentes de fonte de energia. (Consultea seção "Fontes de alimentação" deste manual.)

MN131-1 F

PT-3

PT

FreeStyle™

Perfil do usuário
Os concentradores AirSep fornecem oxigênio suplementar a indivíduos com
desconforto devido a doenças que reduzem a eficiência de seus pulmões emtransferir o oxigênio no ar para sua corrente sanguínea. Os COPs sãoconvenientes porque, ao contrário de sistemas com tanque de O2, não precisam
ser reabastecidos. Com isso, o usuário pode usar o equipamento em casa sozinho
e se deslocar dentro e fora de sua residência, melhorando a mobilidade e o estilode vida geral. O concentrador de oxigênio é fornecido sob prescrição médica enão deve ser usado como equipamento de suporte à vida.
Embora a oxigenioterapia possa ser prescrita a pacientes de todas as idades, os
pacientes geralmente têm mais de 65 anos e sofrem de doença pulmonar
obstrutiva crônica (DPOC). A maioria desses pacientes possui boa capacidade
cognitiva e precisa ser capaz de informar que está sentindo desconforto. Se
o usuário for incapaz de comunicar desconforto ou de ler e entender as
informações e instruções de uso do concentrador, o aparelho devera ser utilizado
apenas sob a supervisão de quem possa fazer essas coisas. Em caso dedesconforto ao usar o concentrador, os pacientes devem procurar um profissionalde saúde. Os pacientes também devem manter oxigênio de reserva disponível(cilindro de oxigênio) para caso haja falta de energia ou defeito do concentrador.
A utilização do concentrador não requer outras habilidades ou qualificações
específicas.

FreeStyle em viagens aéreas: Aprovado pela FAA (EUA)O FreeStyle foi aprovado pela US Federal Aviation Administration (FAA) para
fornecer oxigênio a passageiros durante voos comerciais através de uma emenda
ao SFAR 106 promulgada em 2006.
Além disso, a partir de 13 de maio de 2009, um novo regulamento do
Departamento de Transportes (DOT)/FAA determinou que as companhias aéreas
dos EUA e voos vôos internacionais com origem ou destino nos EUA devem
permitir que passageiros com concentradores de oxigênio portáteis aprovados
pela FAA utilizem o equipamento a bordo conforma haja necessidade médica.
Procure informações atualizadas sobre políticas relacionadas a COP junto àscompanhias aéreas com as quais gostaria de viajar.

PT-4

MN131-1 F

FreeStyle™

PT---- [Leia a seção "Regras de segurança importantes" antes de começara usar este equipamento.] ----

Regras de segurança importantes
Leia atentamente as informações apresentadas a seguir sobre como usaro Concentrador de Oxigênio Portátil FreeStyle com segurança.
Este dispositivo fornece oxigênio altamente concentrado, queé capaz de iniciar combustão. Nunca permita a presença decigarros acesos ou chamas na mesma sala que: (1) este
dispositivo; ou (2) acessórios de oxigenioterapia. Caso
contrário, pode haver incêndios, danos patrimoniais, lesões
graves ou até mortes.

Em caso de desconforto ou emergência médica, procureassistência médica imediatamente.

Não aqueça acima de 60 °C (140 ºF)

Esta unidade não deve ser usada para suporte à vida.
Pacientes geriátricos, pediátricos ou incapazes de comunicar
desconforto podem precisar de acompanhamento adicional.
Pacientes com dificuldades auditivas ou visuais precisam deauxílio para monitorar os alarmes
Não use óleo, graxa, derivados de petróleo ou outros produtos
inflamáveis nos acessórios que carregam oxigênio ou na
unidade FreeStyle. Só devem ser usadas loções à base deágua, loções compatíveis com oxigênio ou pomadas. Ooxigênio acelera a combustão de substâncias inflamáveis.

MN131-1 F

PT-5

PT

FreeStyle™

O uso incorreto da bateria do FreeStyle pode causar oaquecimento ou a ignição da bateria e causar lesão grave.
Certifique-se de não furar, bater, pisar ou deixar cair a bateria ou
de outra forma causar fortes impactos ou choques à mesma.
Sempre que estiver usando o FreeStyle ao ar livre com a fontede alimentação universal de CA/CC, ligue a fonte dealimentação a uma tomada equipada com interruptor de falha
de aterramento (GFI).
O uso de cabos e adaptadores que não os especificados,à exceção de cabos e adaptadores vendidos pelo fabricante
do equipamento elétrico médico como peças de reposição
para componentes internos, pode resultar no aumento deemissões ou diminuição de imunidade do FreeStyle.

Não é permitida qualquer modificação a este equipamento.

O FreeStyle não deve usado adjacente ou empilhado em outro
equipamento. Se o uso adjacente ou empilhado for inevitável,o dispositivo deve ser observado para verificar ofuncionamento normal.
Risco de choque elétrico. Desconecte o cabo de alimentação
da tomada elétrica antes de limpar a unidade de forma a evitaro risco de choque elétrico acidental. Somente o fornecedor deseu equipamento ou um técnico de serviços qualificado deve
remover as tampas ou prestar serviços à unidade.

Deve-se tomar cuidado para não molhar o FreeStyle ou deixar
entrar água na unidade. Caso contrário, o equipamento podeapresentar defeito ou parar de funcionar.

PT-6

MN131-1 F

FreeStyle™

PT

A lei federal (EUA) permite a venda ou o aluguel deste
dispositivo apenas a médicos ou outros profissionais de saúde
autorizados.

Em caso de alarme ou se o FreeStyle parar de funcionar
corretamente, consulte a seção "Solução de problemas" deste
manual. Se não conseguir resolver o problema, procure
o fornecedor do equipamento.

O Concentrador de Oxigênio Portátil FreeStyle pode ser usado
durante o sono se recomendado por um clínico qualificado.

O funcionamento da unidade FreeStyle em temperaturas fora
da faixa recomendada pode prejudicar o desempenho,
aumentar o tempo de carregamento ou reduzir a vida útil dabateria. (Consulte a seção "Especificações" deste manual.)Não bloqueie a entrada de ar ou as aberturas de saída de ar.
Caso contrário, o FreeStyle pode sobreaquecer ou funcionarmal.

Não utilize a unidade em espaços restrito ou confinados(caixas ou bolsas pequenas) que possam reduzir a ventilação.
Caso contrário, o FreeStyle pode sobreaquecer ou funcionarmal.
Ao usar o FreeStyle em automóveis, barcos ou em outras
fontes de CC com a fonte de alimentação de CC, verifique seo motor do veículo está funcionando antes de conectar a
unidade FreeStyle. Se a fonte de alimentação universal
CC/CA não funcionar e precisar ser reiniciada, desconecte-a
da tomada de CC, ligue o veículo novamente e reconecte a
fonte na tomada de CC. Caso contrário, a fonte dealimentação pode não ser capaz de suprir energia ao
FreeStyle.

MN131-1 F

PT-7

PT

FreeStyle™

Ao desligar o motor do veículo no qual o FreeStyle estiver
sendo usado, desligue a unidade e retire-a do veículo. Não
guarde o FreeStyle em ambientes muito frios ou quentes (p.ex.
automóvel no sol). Se for usado ou guardado em temperaturas
fora da faixa indicada, o desempenho do FreeStyle pode serprejudicado. (Consulte a seção "Especificações" deste
manual.)Se o FreeStyle for guardado por períodos prolongados em
temperaturas fora da faixa operacional normal, deve-se
esperar que ele retorne à temperatura operacional normal
antes de ligá-lo. (Consulte a seção "Especificações" deste
manual.)Utilize apenas o nível de oxigênio receitado pelo médico.
Só altere a seleção de fluxo pulsátil conforme orientação
médica.

Substitua a cânula descartável conforme recomendado pelo
fabricante ou pelo fornecedor do equipamento. O fornecedor
do equipamento deverá ter peças de reposição em estoque.

Não coloque o concentrador em posições que dificultem oacesso ao cabo de alimentação.

O concentrador deve ficar em ambientes sem poluentes ou
vapores nocivos.

Não coloque o concentrador em posições que dificultem oacesso ao cabo de alimentação.

PT-8

MN131-1 F

FreeStyle™

PT

Equipamento de comunicações RF portátil e móvel pode afetar
equipamentos eletromédicos.

O equipo da cânula deve ser do tipo que não dobra e pode ter
até 7,6 metros (25 pés) de comprimento.

Verifique se a cânula foi totalmente inserida e fixada. Com isso,o FreeStyle detectará a inspiração corretamente para forneceroxigênio.

Guardar o FreeStyle por períodos prolongados em
temperaturas elevadas ou com a bateria totalmente carregada
ou sem carga pode diminuir a vida útil total da bateria.

Dependendo da temperatura da bateria do FreeStyle, o ciclo decarregamento pode demorar vários minutos para iniciar após
a unidade ser conectada à fonte de alimentação. Isso é normal
e serve para tornar o carregamento mais seguro.

A bateria do FreeStyle não precisa estar totalmente
descarregada antes da recarga. Recomendamos carregar abateria do FreeStyle após cada uso.

O carregamento pode demorar vários minutos a partir daconexão da alimentação, dependendo da temperatura
operacional interna da bateria. Isso é normal e serve para tornaro carregamento mais seguro. Essa situação é mais provável
quando a bateria tiver sido totalmente descarregada.

Quando conectada a alimentação de CA ou CC, a bateria da
unidade carrega até chegar à capacidade máxima, tanto sea unidade estiver funcionando como se estiver desligada.

MN131-1 F

PT-9

PT

FreeStyle™

Se a bateria interna descarregar totalmente e o FreeStyle
desligar, a unidade não poderá ser reiniciada com o AirBelt. Se
isso ocorrer, ligue o FreeStyle à fonte de alimentação de CA ou
CC por um período de tempo curto para fornecer energia
suficiente para que a bateria interna inicie a unidade. Em
seguida, o AirBelt pode ser conectado para aumentar o tempo
de funcionamento.

Se a fonte de alimentação do FreeStyle permanecer conectada
quando a bateria estiver totalmente carregada, os quatro LEDs
apagarão em duas horas e meia.

No início, pode ser necessário conectar a fonte de alimentação
universal CA/CC do FreeStyle à unidade FreeStyle antes deusá-la pela primeira vez com a bateria. Talvez o fornecedor do
equipamento já tenha executado esse passo para você.

Use apenas a peça nº. FI144-1 da AirSep como filtro da entrada
de ar desta unidade.

Não use o FreeStyle sem instalar o filtro de entrada de ar.
Se houver um segundo filtro, coloque o filtro sobressalenteantes de limpar o filtro sujo.

A AirSep recomenda não esterilizar este equipamento.

Não tente fazer outro tipo de manutenção além das soluções deproblemas listadas neste manual.

PT-10

MN131-1 F

FreeStyle™

PT

A bateria recarregável de íon de lítio usada na unidade FreeStylenão precisa estar totalmente descarregada antes da recarga.
Recomenda-se carregar a bateria antes do uso,
independentemente do nível de carga.
A bateria carregará enquanto a unidade estiver desligada ou
funcionando a partir de uma fonte universal de CA/CC.

As baterias de lítio podem perder a capacidade de carregar
quando carregadas ou descarregadas totalmente ou expostas
a temperaturas altas demais. Para armazenamento prolongado,
recomenda-se que as baterias estejam 25% a 50% carregadas
e sejam mantidas a temperatura na faixa de 23 ℃ (73 ºF) ± 2 °C.
Coloque avisos indicando "PROIBIDO FUMAR – Oxigênio"em locais bem visíveis na residência ou outros lugares onde
o concentrador de oxigênio for utilizado. Os pacientes
e cuidadores devem ser informados sobre os perigos de fumar
ao usar oxigênio médico ou na presença deste material.

MN131-1 F

PT-11

PT

FreeStyle™

Regras de segurança importantes para o AirBelt opcional
O uso incorreto do AirBelt pode sobreaquecer ou incendiar
a bateria, causando lesões graves. A bateria nunca deve ser
furada, golpeada, pisada, deixada cair ou sujeita a choques ou
impactos fortes.

Recoloque a tampa de segurança no cabo do AirBelt quandonão estiver em uso.

Não tente carregar o AirBelt opcional com a fonte de alimentação
universal CA/CC do FreeStyle ou o AirBelt pode ser danificado.
Use somente a fonte de alimentação fornecida com o AirBelt
para carregar o AirBelt.
Dependendo da temperatura do AirBelt, o ciclo de carregamento
pode demorar vários minutos para iniciar após a unidade serconectada à fonte de alimentação. Isso é normal e serve para
tornar o carregamento mais seguro.

O AirBelt não precisa estar totalmente descarregado antes darecarga. Recomendamos carregar o AirBelt após cada uso.

As baterias de lítio podem perder a capacidade de carregar
quando carregadas ou descarregadas totalmente ou expostas
a temperaturas altas demais. Para armazenamento prolongado,
recomenda-se que as baterias estejam 25% a 50% carregadas
e sejam mantidas a temperatura na faixa de 23 ℃ (73 ºF) ± 2 °C.

PT-12

MN131-1 F

FreeStyle™

PT[Leia a seção "Regras de segurança importantes" antes de começar a operar
este equipamento.]

Procedimentos iniciais para utilizar o Concentradorde Oxigênio Portátil FreeStyle
A embalagem do FreeStyle contém os seguintes itens, conforme mostrado nas
Figuras 1-3. Se algum componente estiver faltando, entre em contato com
o fornecedor de seu equipamento.
••••

Concentrador de Oxigênio Portátil FreeStyle com bolsa para transporte.
Manual do paciente (não mostrado)
Fonte de alimentação universal de CA/CC (100-240 volts, 50/60 Hz)
com cabo de alimentação.
Fonte de alimentação de CC

Figura 2: Fonte de alimentação universal
de CA/CC com cabo de alimentação
do FreeStyle
Figura 1: Unidade FreeStyle

Figura 3: Alimentação de CC do FreeStyle

O acessório AirBelt (opcional) pode prolongar a duração da bateria. A embalagem
do AirBelt contém os seguintes itens, mostrados na Figura 4:••

Cinto para bateria AirBelt
Fonte de alimentação universal de CA/CC (100-240 volts, 50/60 Hz)
com cabo de alimentação.

MN131-1 F

PT-13

PT

FreeStyle™

O uso incorreto do AirBelt pode sobreaquecer ou incendiar
a bateria, causando lesões graves. A bateria nunca deve ser
furada, golpeada, pisada, deixada cair ou sujeita a choques
ou impactos fortes.

Antes de usar o equipamento, leia todos os avisos, advertências e notas
do AirBelt.
Consulte a pág. 9, "Regras de segurança importantes para o AirBelt opcional".
Os outros acessórios opcionais incluem uma alça (item nº. MI284-1) para usar a bolsa
de transporte do FreeStyle como mochila conforme mostrado na Figura 5. O FreeStyle
também pode ser usado na cintura passando-se o AirBelt ou outro cinto pelas alçasna bolsa para transporte do FreeStyle. (Ver a Figura 6.) A bolsa de acessórios opcional(item nº. MI320-1) torna o deslocamento ainda mais conveniente, pois permitetransportar todos os acessórios de alimentação, AirBelts (se houver) e alças para uso
em qualquer lugar.

Figura 4: Fonte de alimentação
universal de CA/CC com cabo dealimentação do AirBelt

Figura 5: Unidade
FreeStyle usadacomo mochila

Figura 6: Unidade
FreeStyle usada
na cintura

Recoloque a tampa de segurança no cabo do AirBelt quando não
estiver em uso.

PT-14

MN131-1 F

FreeStyle™

PT

Antes de usar o FreeStyle pela primeira vez, procure conhecer os principais
componentes do equipamento. Eles são mostrados nas figuras nas páginas
a seguir e explicados mais adiante neste manual.

Carregamento da bateria
Antes de sair com o FreeStyle (tanto a primeira vez como depois), confira se
a bateria da unidade está totalmente carregada. Para verificar o nível de carga dabateria interna, pressione o botão BATT no teclado do FreeStyle. Os LEDs
indicadores da bateria acima do botão BATT acendem indicando o nível de cargada bateria interna (25-100%). Obs.: A bateria interna é carregada sempre que a
unidade é usada com energia CA ou CC. Para carregar a bateria interna do
FreeStyle, basta conectar a fonte de alimentação universal CA/CC no conector dealimentação da unidade conforme mostrado na Figura 7. Verifique se o cabo dealimentação e o conector estão alinhados corretamente. Observe o formato de "D"
do conector do cabo e da entrada no FreeStyle. Alinhe o conector corretamente.
Para desconectar o cabo de alimentação do FreeStyle, pressione o botão delibertação. Assim, a unidade e os acessórios de alimentação não serão
danificados.
Entrada deenergia da
unidadeFreeStylePressione para
remover o cabode alimentação.

AirBelt opcional
O AirBelt é opcional, pode prolongar a duração da bateria do FreeStyle em até
10 horas e requer cerca de 3 horas para carregar completamente quando a bateria
externa está totalmente descarregada. Para recarregar o AirBelt, conecte a fonte dealimentação de CA do AirBelt ao cabo de alimentação do equipamento (Figura 8)
e ligue a fonte de alimentação em uma tomada de CA adequada. O cabo do AirBelt
possui um indicador de bateria separado para a bateria do AirBelt. O funcionamento éidêntico ao indicador da bateria interna no teclado.
Dependendo da temperatura da bateria do FreeStyle, o ciclo decarregamento pode demorar vários minutos para iniciar após
a unidade ser conectada à fonte de alimentação. Isso é normal
e serve para tornar o carregamento mais seguro.

MN131-1 F

PT-15

PT

FreeStyle™

A bateria do FreeStyle não precisa estar totalmente
descarregada antes da recarga. Recomendamos carregar abateria do FreeStyle após cada uso.

O carregamento pode demorar vários minutos a partir daconexão da alimentação, dependendo da temperatura
operacional interna da bateria. Isso é normal e serve para tornaro carregamento mais seguro. Essa situação é mais provável
quando a bateria tiver sido totalmente descarregada.

Figura 7: Carregamento dabateria interna

Figura 8: Carregamento da bateria
do AirBelt

O AirBelt não precisa estar totalmente descarregado antes darecarga. Recomendamos carregá-lo após cada uso.

•
•
•
•
•

Se estiver totalmente descarregada, a bateria interna do FreeStyle levará
cerca de 3,5 horas para ser carregada, com um sem uma fonte de energia
universal CA/CC.
Ao carregar uma bateria totalmente descarregada, o LED de 25% piscará
rapidamente durante alguns minutos e depois a uma taxa mais lenta a cada
1/2 segundo.
O LED continuará piscando até a capacidade chegar a 25%. O LED então
acenderá continuamente.
Os quatro LEDs (25% -100%) piscarão conforme descrito acima e acenderão
continuamente quando a bateria estiver totalmente carregada.
Quando todos os LEDs estiverem acesos continuamente, a bateria está
totalmente carregada. Os LEDs permanecerão acesos por algum tempo
e depois apagarão.

PT-16

MN131-1 F

FreeStyle™

PT

As baterias de lítio podem perder a capacidade de carregar
quando carregadas ou descarregadas totalmente ou expostas
a temperaturas altas demais. Para armazenamento
prolongado, recomenda-se que as baterias estejam 25%
a 50% carregadas e sejam mantidas a temperatura na faixa
de 23° (73 ºF) ± 2 °C.

---- [Leia a seção "Regras de segurança importantes" antes de começara usar este equipamento.]

Cânula nasal
A unidade FreeStyle fornece oxigênio ao usuário através de uma cânula nasal
com equipo, que é conectado à saída de oxigênio da unidade (ver Figura 9).

Figura 9: Conexão da cânula à saída de oxigênio do FreeStyle

A AirSep recomenda uma cânula nasal com equipo de 2,1 m (7 pés) (item AirSepnº. CU002-1). O comprimento máximo permitido para o equipo (incluindo a cânula
nasal) é de 7,6 m (25 pés).
Troque a cânula descartável periodicamente de acordo com arotina normal. O fornecedor do equipamento deverá ter peçasde reposição em estoque.

O equipo da cânula deve ser do tipo que não dobra e podeter até 7,6 metros (25 pés) de comprimento.

MN131-1 F

PT-17

PT

FreeStyle™

Siga sempre as instruções de uso do fabricante da cânula.
Consulte um profissional de saúde para saber com que
frequência a cânula deve ser trocada.

Verifique se a cânula foi totalmente inserida e fixada. Com isso,o FreeStyle detectará a inspiração corretamente para forneceroxigênio.

Componentes da unidade FreeStyle

Cabo
Saída de oxigênio

Saída de ar

Saída de ar

Tomada para conexões
de energia
Tampa do filtro/tomada
de arFigura 10: Vista externa – frontal do FreeStyle

PT-18

MN131-1 F

FreeStyle™

PT

Tampa para proteção
contra poeira
Indicador de alarme/
manutenção

Indicador(es) defluxo pulsátil
Medidor/indicador(es)da bateriaBotão de seleção
de fluxoBotão da bateria(interna)
Figura 11: Detalhe do teclado/visor de alarme

RTCA DO160 indica
que a unidade
FreeStyle foi testadae aprovada deacordo com asnormas da FAA.

Instruções parao paciente/impresso

Figura 12: Vista externa – traseira do FreeStyle

Agora que já conhece bem os componentes do FreeStyle, leia as instruções nas
páginas seguintes sobre como usar o equipamento.

MN131-1 F

PT-19

PT

FreeStyle™

[Leia a seção "Regras de segurança importantes" antes de começar
a operar este equipamento.]

Instruções de operação
1.

Coloque o FreeStyle em uma posição que mantenha as entradase saídas de ar totalmente desobstruídas.

2.

Alimente a unidade a partir de um dos seguintes: (a) bateria interna; (b)AirBelt; (c) tomada de CC (automóvel ou barco); ou (d) tomada de CA(tomada elétrica residencial normal). (Consulte a seção "Fontes dealimentação" deste manual do paciente.)

3.

Conecte a cânula à saída do oxigênio.

4.

Levante a tampa protetora contra poeira da unidade.

5.

Ligue a unidade FreeStyle pressionando os botões 1, 2, 3, 4 ou 5 no
teclado da unidade para selecionar o fluxo (em litros) receitado pelo
médico. O LED verde acima do botão selecionado acenderá. Quando
acionar a unidade FreeStyle, você ouvirá um breve sinal de alarme. Ele
indica que o FreeStyle está pronto para ser usado.

6.

Para alterar a configuração de fluxo pulsátil, pressione o botão
apropriado. Após o modo de partida automática, a qualidade do som
pode variar quando as configurações são modificadas.

7.

Para desligar o FreeStyle, pressione o botão correspondente à luz defluxo pulsátil acesa.

8.

Ao detectar a inspiração, o FreeStyle fornece o oxigênio pela cânula.

9.

O oxigênio atinge a concentração máxima cerca de dois minutos após
a unidade FreeStyle ser ligada.
Não use óleo, graxa, derivados de petróleo ou outros
produtos inflamáveis nos acessórios que carregam oxigênio
ou na unidade FreeStyle. Use apenas líquidos e lubrificantes
à base de água e compatíveis com oxigênio. O oxigênio
acelera a combustão de substâncias inflamáveis.

PT-20

MN131-1 F

FreeStyle™

PT

Não aqueça acima de 60 °C (140 ºF)

No início, pode ser necessário conectar a fonte de alimentação
universal CA/CC do FreeStyle à unidade FreeStyle antes deusá-la pela primeira vez com a bateria. Talvez o fornecedor do
equipamento já tenha executado esse passo para você.
Ao ser ligado, o FreeStyle realiza uma sequência de ativação
automática que leva cerca de sete minutos. Nesse intervalo,
a velocidade não varia de acordo com a configuração. Em seguida,é normal ouvir uma diferença na velocidade nas configurações 1e 2. As diferenças no som correspondem a variações na produção
de oxigênio pela unidade de acordo com a configuração.

Fontes de alimentação
O FreeStyle pode ser alimentado de quatro formas: bateria interna, fonte dealimentação universal CA/CC ou bateria do cinto AirBelt opcional, todos em
combinação com a bateria interna da unidade.
1.

2.

Bateria interna: Toda unidade FreeStyle contém uma bateria interna
recarregável. Quando plenamente carregada, fornece energia paraa unidade FreeStyle durante cerca de 3,5 horas. Um alarme sonoro
indica quando a carga da bateria está fraca. Esse alarme é descrito naseção "Indicadores de alarme/luminosos" deste manual.
Carregamento da bateria: Para carregar a bateria interna, ligue o FreeStyleà fonte de alimentação universal de CA/CC e a uma tomada de 100-240
VCA, 50/60 Hz, ou a uma tomada de CC de um veículo (barco, trailer, etc.).
Uma bateria descarregada requer cerca de 3,5 horas para carregar por
completo. Recomenda-se recarregar a bateria, mesmo após descarga
parcial, o mais frequentemente possível.
Fonte de alimentação universal de CA/CC: A fonte de alimentação
universal de CA/CC permite conectar o FreeStyle a uma saída de
100-240 volts, 50/60 Hz. A fonte de alimentação converte a energia de
100-240 VCA em uma tensão CC para operação da unidade FreeStyle.
Quando o FreeStyle é usado com a fonte de alimentação universal de
CA/CC, a energia da tomada de CA aciona a unidade e recarrega a bateria
do FreeStyle ao mesmo tempo.

MN131-1 F

PT-21

PT

FreeStyle™

3.

AirBelt (cinto de bateria externa) opcional: O FreeStyle também podeser alimentado por um cinto de bateria externa. que pode ser usado na
cintura. Quando o cinto e a bateria interna estão totalmente carregados,o FreeStyle tem energia suficiente para funcionar por até 10 horas. A
bateria do cinto conecta-se à tomada de alimentação da unidade
FreeStyle, que pode ser recarregada conectando-se a fonte dealimentação de CA da bateria do cinto.
Quando usar o AirBelt com uma bateria interna totalmente carregada,a bateria interna do FreeStyle descarregará antes do AirBelt. O AirBelt
deve ser conectado à unidade FreeStyle antes da bateria interna do
FreeStyle descarregar. Observe e conecte o AirBelt à unidade FreeStyle
antes da bateria interna descarregar para 25% ou menos.
Se a bateria interna descarregar totalmente e o FreeStyle
desligar, a unidade não poderá ser reiniciada com o AirBelt.
Se isso ocorrer, ligue o FreeStyle à fonte de alimentação deCA ou CC por um período de tempo curto para fornecer
energia suficiente para que a bateria interna inicie a unidade.
Em seguida, o AirBelt pode ser conectado para aumentar otempo de funcionamento.

Fonte de alimentação universal de CA/CC do FreeStyle™
(instruções de uso)

Conexões para cabo dealimentação de CA ou CC
removível

Conecta à unidade
FreeStyle

Figura 13

PT-22

MN131-1 F

FreeStyle™

PT

A nova fonte de alimentação universal da AirSep para o Concentrador de Oxigênio
Portátil (COP) FreeStyle é tudo o que você precisa para manter o equipamento
alimentado e carregar menos peso para onde quer que for. A fonte de alimentação
universal (item nº. PW022) aqui descrita permite usar a unidade enquanto a bateriainterna é carregada. Você pode usá-lo enquanto vai ao supermercado, viaja de férias
ou descansa na casa de um amigo. A fonte de alimentação universal substitui as duas
fontes de alimentação de CA e CC separadas que eram fornecidas anteriormente com
o FreeStyle e que são descritas no manual do paciente.
O kit de fonte de alimentação é embalado com os seguintes acessórios:• fonte de alimentação universal (PW017-1), que funciona com energia de
CA de 120-240 volts ou com energia CC de diversas fontes, incluindo deaviões ou automóveis
• cabo de alimentação de CA removível
CD023-2 padrão EUA
CD017-2 padrão europeu, dependendo da localização de uso
CD025-1 padrão australiano ou
CD017-4 padrão britânico
• cabo de alimentação de CC removível, incluindo conector para tomadasde veículos e conector de 4 pinos em forma de "D" para tomadas tipo
EmPower® usadas em linhas aéreas (CD034-1).
Obs.: Se estiver totalmente descarregada, a bateria interna do FreeStyle levará
cerca de 3,5 horas para ser carregada, com fonte de energia CA ou CC.
Iniciar com a conexão da fonte de alimentação universal de CA/CC e FreeStyle
Para realizar os procedimentos abaixo, recomendamos conectar primeiro a fonte dealimentação universal à tomada do COP FreeStyle (Figura 14). A unidade deve serligada corretamente, com a tomada alinhada com a entrada do FreeStyle, para criar
uma conexão segura com o cabo bem fixado no local correto.
Ao desconectar a fonte de alimentação do COP FreeStyle, pressione a guia perto da
extremidade do cabo para desencaixar a conexão da unidade e soltar o cabo.

Figura 14

MN131-1 F

PT-23

PT

FreeStyle™

Uso com eletricidade CA
1.
2.
3.
4.

Verifique se a fonte de alimentação está ligada corretamente à tomada do
FreeStyle (Figura 14).
Conecte a extremidade correta do cabo elétrico de CA à tomada de CA não
marcada na fonte de alimentação, conforme mostrado na Figura 15.
Conecte a extremidade oposta do cabo elétrico de CA à parede ou a outra
tomada elétrica apropriada, conforme mostrado na Figura 16.
Para usar o COP, pressione a configuração [1], [2] ou [3] do FreeStyle nopainel superior da unidade, conforme determinado pela sua prescrição. Para
desligar a unidade, pressione a configuração associada ao LED iluminado
acima.

Figura 15

Figura 16

PT-24

MN131-1 F

FreeStyle™

PT

Uso com alimentação CC (automóveis, lanchas, etc.)
Cuidado: Ao usar o FreeStyle com a fonte de alimentação universal em
automóveis, barcos ou outros veículos motorizados, verifique se o motor está
ligado e funcionando antes de usar a unidade FreeStyle. Se a luz indicadora dafonte de alimentação CC não acender e precisar ser reiniciada, desconecte a fonte
da tomada de CC do veículo, ligue novamente o motor e reconecte a fonte dealimentação na tomada de CC.
1.
Verifique se a fonte de alimentação está ligada corretamente à tomada do
FreeStyle (Figura 14).
2.
Conecte a extremidade correta do cabo de alimentação de CC na tomada
ACCESSORY DC IN na fonte de alimentação (Figura 17).
3.
Ligue seu motor do veículo.
4.
Conecte o cabo de alimentação de CC à tomada de CC do veículo
motorizado, conforme
mostrado na Figura 18.
5.
Para usar o COP, pressione a configuração [1], [2] ou [3] do FreeStyle nopainel superior da unidade, conforme determinado pela sua prescrição.
Para desligar a unidade, pressione a configuração associada ao LED
iluminado acima.

Figura 17

Figura 18

MN131-1 F

PT-25

PT

FreeStyle™

Uso com fonte de energia da companhia aérea no assento
do passageiro (configuração de conexão de 4 pinos)
Utilização com fonte de energia da linha aérea Figura 2

Configuração de conexão de 4 pinos)
O COP AirSep FreeStyle foi aprovado pela FAA dos EUA para
uso em voo na maioria das companhias aéreas comerciais no
mundo. Cada companhia aérea possui uma política própria
e faz suas próprias exigências relacionadas ao uso de COPs
aprovados pela FAA. A disponibilidade de uma conexão deenergia a bordo do avião depende desses fatores. Aviões
equipados com fontes de energia nos assentos depassageiros podem oferecer uma ou mais das seguintes
fontes: tomada de alimentação de CA, tomada dealimentação de CC semelhante às encontradas em
automóveis ou tomadas de alimentação de CC com
configuração de 4 pinos.
Se a companhia aérea com a qual você está viajando permitir a conexão de COPs
em assentos com fontes de CC com tomadas de 4 pinos, execute o seguinte
procedimento:
1.
Verifique se a fonte de alimentação está ligada corretamente à tomada do
FreeStyle (Figura 14).
2.
Conecte a extremidade correta do cabo de alimentação de CC na tomada
ACCESSORY DC IN na fonte de alimentação (Figura 19).
3.
Solte a ponta do conector de CC pressionando a guia até expor o conectorde 4 pinos (Figura 20).
4.
Insira a conexão de 4 pinos na tomada de CC do assento do passageiro,que pode estar disponível em seu assento.
5.
Para usar o COP, pressione a configuração [1], [2] ou [3] do FreeStyle nopainel superior da unidade, conforme determinado pela sua prescrição.
Para desligar a unidade, pressione a configuração associada ao LED
iluminado acima.

PT-26

MN131-1 F

FreeStyle™

PT

Figura 19

Figura 20

Para mais informações sobre a fonte de alimentação universal da FreeStyle eoutros acessórios do AirSep, procure o fornecedor local do equipamento.

Filtros
O ar entra no FreeStyle através de um filtro de entrada de ar localizado na parteinferior dianteira do concentrador de oxigênio (ver Figuras 21 e 22), que impede aentrada de poeira e partículas grandes na unidade. Antes de começar a usar o
FreeStyle, verifique se o filtro está limpo e na posição correta.

MN131-1 F

PT-27

PT

FreeStyle™

Figura 21: Retirada da tampa do filtro
da entrada de ar

Figura 22: Retirada do filtro
da entrada de arNão use o FreeStyle sem instalar o filtro de entrada de ar. Se
houver um segundo filtro, coloque o filtro sobressalente antes
de limpar o filtro sujo.

Use apenas a peça nº. FI144-1 da AirSep como filtro da entrada
de ar desta unidade.

Ajuste do seletor de fluxo
A unidade FreeStyle tem cinco configurações de fluxo pulsátil: [1], [2] e [3], queajustam o fluxo de oxigênio para entre 1 e 3 lpm. Levante a tampa para proteção
contra poeira da unidade no teclado da unidade e pressione o botão ([1], [2] ou [3])correspondente ao fluxo pulsátil de oxigênio receitado pelo médico (ver Figuras
23 e 24).

PT-28

MN131-1 F

FreeStyle™

PT

Figura 23: Como levantar a tampa de proteção contra poeira no visor do teclado

Figura 24: Modo de pressionar o botão de seleção do fluxo

Utilize apenas o nível de oxigênio receitado pelo médico. Só
altere a seleção de fluxo pulsátil conforme orientação médica.

Alarmes e indicadores luminosos
MN131-1 F

PT-29

PT

FreeStyle™

Quando o sensor da unidade FreeStyle detecta a inspiração, um pulso de oxigênio
é fornecido através da cânula nasal. A luz verde acima do fluxo de pulso
selecionado pisca a cada vez que uma inalação é detectada.
Quando a unidade está funcionando e sendo carregada com a fonte dealimentação de CA ou CC ao mesmo tempo, os indicadores de bateria da unidade
FreeStyle exibem o nível de carga da bateria e permanecem acesos durante cercade 2 horas e meia depois que a bateria é totalmente carregada.
O FreeStyle emite alarmes sonoros se a bateria estiver com carga baixa, se acânula estiver desconectada ou se o dispositivo estiver funcionando fora de suas
especificações técnicas. As condições de acionamento dos alarmes luminosos
e sonoros são explicadas abaixo em detalhes e resumidas na tabela incluída
nesta seção do manual.
Em caso de alarme ou se o FreeStyle parar de funcionar
corretamente, consulte a seção "Solução de problemas" deste
manual. Se não conseguir resolver o problema, procure ofornecedor do equipamento.

Em caso de desconforto ou emergência médica, procureassistência médica imediatamente.

o Inicialização
Um alarme breve toca no início da operação. O FreeStyle começa
a funcionar quando o alarme pára de tocar.
o Bateria com carga reduzida
Quando a carga da bateria atinge um nível baixo, um alarme intermitentesoa e a luz amarela de 25% do medidor/indicador de bateria (Figura 11)
acende de forma intermitente. Quando isto acontecer, conecte o
FreeStyle a uma tomada de CC ou CA ou comece a usar outra fonte deoxigênio em no máximo 2 minutos. Quando é conectado a uma tomada
de CC ou CA, o FreeStyle funciona e sua bateria é carregada. O nível decarga da bateria é informado pelos indicadores da bateria.
o Cânula desconectada
Se o FreeStyle estiver funcionando e não detectar nenhuma respiração,um alarme constante soa e a luz de alarme acende depois de 15 minutos.
Se isso ocorrer, verifique se a cânula está bem conectada à unidade
FreeStyle, se a cânula nasal está na posição correta no risco e se o
PT-30

MN131-1 F

FreeStyle™

PT

usuário está respirando pelo nariz. (O médico pode recomendar o uso deuma bandagem de queixo se necessário.) Se o alarme continuar,
comece a usar outra fonte de oxigênio e procure o fornecedor de seu
equipamento.
o Superação da capacidade do FreeStyle
Se a frequência respiratória do usuário for maior que a capacidade degerar oxigênio do FreeStyle, um alarme sonoro breve soará duas vezes
por segundo e a luz do alarme começará a piscar em vermelho. Isso
indica que a concentração do oxigênio fornecida pelo FreeStyle está fora
das especificações da unidade. Se isto ocorrer, é preciso reduzir o nível
de atividade física, desligar e ligar novamente a unidade para reiniciar oalarme e, se necessário, trocar a fonte de oxigênio e procurar ofornecedor de seu equipamento.
o Falha geralSe o FreeStyle apresentar falha geral, um alarme sonoro breve seráemitido duas vezes por segundo e a luz de alarme acenderá
continuamente em vermelho. Isso indica que a concentração do oxigênio
fornecida pelo FreeStyle está abaixo das especificações da unidade. Se
isto ocorrer, troque a fonte de oxigênio e procure o fornecedor de seu
equipamento.
Esta unidade não deve ser usada para suporte à vida.
Pacientes geriátricos, pediátricos ou incapazes de comunicar
desconforto podem precisar de acompanhamento adicional.
Pacientes com dificuldades auditivas ou visuais precisam deauxílio para monitorar os alarmes.

MN131-1 F

PT-31

PT

FreeStyle™

Como reagir aos indicadores de alarme/luminosos do FreeStyle
AlarmesonoroLuz

Indicador

Breve, contínuo
ao iniciar a
operação

(Verde) pulso:
aceso
continuamente

O FreeStyle foi
ligado.

Indicador

Não(Verde) pulso:
luz intermitente

O FreeStyle estáContinue a usar
fornecendo oxigênio o FreeStylecom fluxo pulsado. normalmente.

IndicadorNão

Indicador denível

Nível de carga dabateria.

Carregue conforme
indicado.

Indicador

Não(Amarela)alarme; luz
contínua

Aparelho requer
manutenção.

Leve o equipamento
ao fornecedor e peçaassistência técnica.

StatusPT-32

Significado

Ação
A unidade FreeStyle
pode começar a ser
usada.

MN131-1 F

FreeStyle™

AlarmesonoroStatusPT

Luz

Significado

Ação

AlarmeContínuo:
Bipe(Vermelha)
alarme, luz
contínua

A unidade não
detectou nenhuma
respiração durante
um determinado
intervalo de tempo.

Verifique a conexão dacânula e se o usuário
está respirando pelonariz. Se o alarmecontinuar, procure
o fornecedor do
equipamento.

AlarmeIntermitente:
Bipe, bipe,
bipe…

(Amarela)bateria a 25%;
indicador dabateria

A voltagem dabateria está baixa
demais paraacionar o
FreeStyle.

Conecte a unidade
FreeStyle imediatamentea uma tomada de CC
ou CA.

AlarmeRápido eintermitente:
Bipe, bipe,
bipe…

(Vermelha)
alarme, luz
contínua

A frequência
respiratória estáultrapassando acapacidade da
unidade FreeStyle.

Reduza a atividade e,
se necessário, use
outra fonte de oxigênio.
Procure o fornecedor
do equipamento.

AlarmeRápido eintermitente:
Bipe, bipe,
bipe…

(Vermelha)
alarme, luz
contínua

Falha geral da
unidade FreeStyle.

Desligue a unidade.
Troque a fonte deoxigênio e procure ofornecedor do
equipamento.

MN131-1 F

PT-33

PT

FreeStyle™

Limpeza, cuidados e manutenção correta
Gabinete
Antes de começar a limpar o gabinete, desligue a unidade
FreeStyle e desconecte o cabo de alimentação.

Não coloque nenhum líquido diretamente na unidade FreeStylepara limpá-la. De acordo com o fabricante do plástico, os
seguintes agentes químicos (entre outros) não devem serutilizados: álcool e produtos derivados do álcool, produtos à basede cloro concentrado (cloreto de etileno) e produtos oleosos(Pinho Sol e similares). Esses produtos podem danificar o plástico
do gabinete do FreeStyle e não devem ser utilizados.

Troque a cânula descartável periodicamente de acordo com arotina normal. O fornecedor do equipamento deverá ter peças dereposição em estoque.

Mantenha a unidade FreeStyle sempre limpa e livre de umidade epoeira. Limpe periodicamente o gabinete plástico com um pano
limpo e sem fiapos ou com um produto de limpeza suave aplicado
com um pano ou esponja úmida. Preste especial atenção na saída
do oxigênio onde a cânula é conectada e retire toda a poeira,água e partículas do local.

Para evitar anulação da garantia da AirSep, siga todas as
instruções do fabricante.

PT-34

MN131-1 F

FreeStyle™

PT

FiltroFiltro de entrada de ar
Retire a tampa na parte inferior da unidade e lave o filtro de entrada de ar (naparte interna da tampa) pelo menos uma vez por semana. Dependendo das
condições de uso, o fornecedor do equipamento poderá orientar você a limpar
o filtro com mais frequência. Para limpar corretamente o filtro de entrada de ar,siga as instruções abaixo:
1.

Retire o filtro da tampa do filtro de entrada de ar e lave-o em solução águamorna e sabão.

2.

Enxágue bem o filtro e retire o excesso de água usando um pano macio
e absorvente. Verifique se o filtro está bem seco antes de recolocá-lo.

3.

Reinstale o filtro seco.
Não use o FreeStyle sem instalar o filtro de entrada de ar. Se
houver um segundo filtro, coloque o filtro sobressalente antes delimpar o filtro sujo.

A AirSep recomenda não esterilizar este equipamento.

MN131-1 F

PT-35

PT

FreeStyle™

Bolsa para transporte
Para limpar a bolsa e a alça, escove apenas com água morna e sabão e depois
seque, sem encharcar a bolsa. Não lave nem seque a bolsa em máquina.

Alarme visual duplo:
Manutenção necessária (amarela)
Condição de alarme (vermelha)

Figura 25: Indicador de necessidade
de inspeção/manutenção

Indicador de alarme/manutenção
Quando o indicador de alarme/manutenção acender (amarelo), leve o FreeStyle àassistência técnica para inspeção. O equipamento será inspecionado e verificado
e a luz do indicador de alarme/manutenção se apagará.

PT-36

MN131-1 F

FreeStyle™

PT

Acessórios do FreeStyle
Para o desempenho correto e segurança, use somente acessórios listados AirSep
fornecidos pelo vendedor do equipamento. O uso de outros acessórios que nãoos listados abaixo pode prejudicar o desempenho ou a segurança doConcentrador de Oxigênio Portátil FreeStyle.
Número de peça/Descrição
O kit de bolsa FreeStyle contém o seguinte:inclui:

MI320-1

Bolsa de transporte dos acessórios

MI283-1

Bolsa de transporte, FreeStyle

MI304-1

Alça de ombro, FreeStyle (parte do MI283-1)

CD034-1

Cabo de alimentação de CC (860 mm/33 pol.)PW022-1,
2, 3 ou 4

Fonte de alimentação universal de CA/CC com carregador debaterias, com os seguintes cabos de alimentação (conformeo equipamento):
PW022-1 Fonte de alimentação universal de CA/CC (1,2 m/4 pés) com
cabo de alimentação de 120 V CD023-2 (2,4 m/8 pés) e cabo dealimentação CD034-1DC (860 mm/33 pol.)PW022-2 Fonte de alimentação universal de CA/CC (1,2 m/4 pés) com
cabo de alimentação europeu CD017-2 (2,5 m/8 pés) e cabo dealimentação CD034-1DC (860 mm/33 pol.)PW022-3 Fonte de alimentação universal de CA/CC (1,2 m/4 pés) com
cabo de alimentação australiano de 250 VCA CD025-1 (2,6 m/6
pés e 6 pol.) e cabo de alimentação de CC CD034-1 (860 mm/33
pol.)PW022-4 Fonte de alimentação universal de CA/CC (1,2 m/4 pés) com
cabo de alimentação britânico CD017-4 (2,5 m/8 pés) e cabo dealimentação de CC CD034-1 (860 mm/33 pol.)MN131-1 F

PT-37

PT

FreeStyle™

O AirBelt opcional inclui o seguinte:
BT017-1,
2, 3 ou 4

AirBelt com fonte de alimentação e os cabos de alimentação
correspondentes a cada modelo:
BT017-1

AirBelt com fonte de alimentação PW008-1 (cabo longo BT017:
1,2 m/4 pés) com cabo de alimentação de 120 VCA CD023-2(2,4 m/8 pés)BT017-2

AirBelt com fonte de alimentação PW008-2 (cabo longo BT017:
1,2 m/4 pés) com cabo de alimentação europeu de 120 VCA
CD017-2 (2,5 m/8 pés e 2 pol.)BT017-3

AirBelt com fonte de alimentação PW008-3 (cabo longo BT017:
1,2 m/4 pés) com cabo de alimentação australiano de 250 VCA
CD025-1 (2,6 m/6 pés e 6 pol.)BT017-4

AirBelt com fonte de alimentação PW008-4 (cabo longo BT017:
1,2 m/4 pés) com cabo de alimentação britânica de 120 VCA
CD017-4 (2,5 m/8 pés e 2 pol.)Acessórios e opcionais:

MI240-2
MI078-1

Extensor do AirBelt
Nova versão em velcro do extensor do AirBelt

MI284-1

A alça de ombros opcional permite converter a bolsa detransporte do FreeStyle em uma mochila

FI144-1

Filtro de entrada de ar

O uso de cabos e adaptadores diferentes dos especificados(exceto se vendidos pelo fabricante do equipamento
eletromédico para repor componentes internos) podeaumentar as emissões eletromagnéticas ou tornar o FreeStylemais sujeito a essas emissões.

PT-38

MN131-1 F

FreeStyle™

PT

Materiais em contato direto ou indireto com o paciente
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Caixa do concentrador ...........................Valtra/ABS/Poliestireno
Painel de controle do concentrador .........Poliéster EBG7 ou equivalente
Porta do painel de controle .....................Policarbonato
Cabo do concentrador ............................Policarbonato
Saída de gás, bico ..................................Policarbonato
Impresso da unidade ..............................Lexan
Cabos espiralados...................................Poliuretano
Conectores do cabo ...............................Policarbonato/cloreto de vinila
Cabo de alimentação ..............................PVC, metal
Fonte de alimentação ..............................Lexan 940 (policarbonato)
Bateria .....................................................Lexan 945
Bateria, impressos na fontede alimentação ........................................Película de poliéster
Bolsa para transporte do concentrador ...Microfibra 100% poliéster com
suporte de PVC
Bolsa para transporte da bateria,
cinto e alça ..............................................Microfibra 100% poliéster com
suporte de PVC

Suprimento de oxigênio reserva
O fornecedor de seu equipamento pode recomendar outra fonte de oxigênio
suplementar no caso de uma falha mecânica ou falta de energia.

Solução de problemas
O FreeStyle foi projetado ser usado durante anos sem defeitos.
Se o Concentrador de Oxigênio Portátil FreeStyle deixar de funcionar
corretamente, consulte na tabela a seguir as possíveis causas e as soluções dos
problemas. Se e necessário, procure o fornecedor do equipamento.
Não tente fazer outro tipo de manutenção além das soluções deproblemas listadas abaixo.

MN131-1 F

PT-39

PT

Problema

FreeStyle™

Causa provável

Solução

A unidade FreeStyle
A bateria estápara de funcionar
descarregada.
enquanto os botões deseleção de fluxo pulsátil Falha.
são pressionados.

Ligue a unidade a uma
tomada de CC ou CA.

Um alarme sonoro
contínuo é acionado
e a luz de alarme(vermelha) acende
continuamente.

Verifique a conexão dacânula.

O FreeStyle não
detectou nenhuma
inspiração durante
15 minutos.

Procure o fornecedor
do equipamento e, senecessário, use outra
fonte de oxigênio.

Verifique se o tubo dacânula está dobrado.
Verifique se a cânula estána posição correta e queo usuário está respirando
pelo nariz. Em casos derespiração bucal, omédico pode recomendar
uma bandagem noqueixo.

Um alarme sonoro
intermitente é acionado
e a luz BATT (amarela)começa a piscar.

A bateria precisa serrecarregada.

Conecte uma tomada deCC ou de CA em até
2 minutos ou conecteo AirBelt opcional.

Um alarme sonoro
intermitente éacionado, a luz BATT
(amarela) começa apiscar e o FreeStyle sedesliga.

A voltagem da bateria
está baixa demais
para acionar o
FreeStyle.

Conecte uma tomada deCC ou CA imediatamente.

Um alarme sonoro
intermitente é acionado
e a luz de alarme(vermelha) começaa piscar.

O ritmo respiratório
superou a capacidade
da unidade FreeStyle.

Reduza a atividade,desligue e depois religue
a unidade para reiniciá-la.
Se necessário, troquea fonte de oxigênio
e procure o fornecedor
do equipamento.

PT-40

MN131-1 F

FreeStyle™

PT

Problema

Causa provável

Solução

Um alarme sonoro
intermitente é acionado
e a luz de alarme(vermelha) acende.

Houve falha geral.

Troque a fonte deoxigênio conforme
necessário e procure ofornecedor
do equipamento.

A unidade não funciona
com a energia dabateria.

A unidade pode ficar
quente ou fria demais(p.ex. se deixada ao
ar livre ou em um
veículo).

Deixe a temperatura da
unidade voltar ao normal.
Em casos de temperatura
extrema, a temperaturapode levar alguns minutos
para se normalizar.
Conecte temporariamente
a fonte de alimentação
universal CA/CC à
entrada de energia da
unidade e à fonte dealimentação conforme
necessário parareinicializar a bateriainterna da unidade.

Atraso norecarregamento dabateria interna.

A bateria interna estáquente demais para
ser carregada.

A unidade pode funcionar,mas o carregamento podeser interrompido até que abateria esfrie. (Consulte
as observações na página
9.)

Alarmes são acionados
com a unidade
conectada à tomada deCC em um veículo.

A unidade nãoreceberá energia sea bateria estiver
descarregada e atomada de CC não
estiver carregando.

Desconecte a fonte dealimentação universal de
CA/CC da tomada doveículo, desligue e ligue
o motor e reconecte a
fonte de alimentação deCC à tomada de CC do
automóvel para reiniciar
o disjuntor na fonte dealimentação de CC.

Outros problemas.

MN131-1 F

Troque a fonte deoxigênio conforme
necessário e procure ofornecedor
do equipamento.
PT-41

PT

FreeStyle™

Especificações do FreeStyle
Concentração deoxigênio:*

Dimensões:Peso:
Energia:

Duração da bateria(bateria de lítio
recarregável)Tempo para
recarga da bateria:
Tempo deaquecimento:
Vida útil da bateria(ciclos):
Alarmes sonoros
e indicadoresvisuais de pulso:

Som:**Faixa detemperatura:**Altitudeoperacional
máxima:Configurações de pulso 1-3; equivalentes a um fluxo contínuo
de 90% de oxigênio +5,5/-3%
Ajuste da taxa de fluxo: 1, 2 e 3 lpm (equivalente a fluxo contínuo)Configurações de 1 a 3 ±10%
21,84 cm altura x 15,49 cm de largura x 11,2 com profundidade(10,7 pol. x 6,6 pol. x 4,4 pol.)2,00 kg (2,0 kg); AirBelt opcional 0,8 kg (1,8 lb)
Fonte de alimentação universal de CA/CC(100-240 VCA, 1,75 A máx., 50/60 Hz)(11-16 VCC, 8,0 A máx.)
3 lpm – 2 horas; 2 lpm – 2,5 horas; 1 lpm – 3,5 horas
AirBelt opcional quando combinado com a bateria interna:
3 lpm – 5 horas; 2 lpm – 6 horas; 1 lpm – 10 horas
3,5 horas; AirBelt opcional: 3 horas
2 minutos
Aproximadamente 300 ciclos; depois, 80% da capacidade ou
menos.
Inicialização – sonoro e visual (luz indicadora VERDE);
Fluxo pulsátil – visual (luz indicadora VERDE);
Condição da bateria– nível da bateria (luzes indicadoras
VERDES);
Desconexão da cânula – sonoro e visual (luz de alarme
AMARELA);
Sobrecarga do sistema – sonoro e visual (luzes de aviso e dealarme VERMELHAS);
Pressão alta ou baixa – sonoro e visual (luz de alarme
VERMELHA);
Aparelho requer manutenção. visual (luz de alarme AMARELA)
38 dBA na configuração 1: 41 dBA na configuração 2: 44 dBA
na configuração 3
Temperatura operacional:
5 °C a 40 °C (41 ºF a 104 ºF)(Umidade relativa até 95% (sem condensação))Temperatura de armazenagem:-20 °C a 60 °C (-4 ºF a 140 ºF)
até 3.657,6 m (12.000 pés) (483 mmHg) Altitudes mais altas
podem afetar o desempenho* Com base em uma pressão atmosférica de 14,7 psi (101 kPa) a 21 °C (70 °F)**O uso fora dessas especificações pode prejudicar a capacidade do concentrador de atingir
as especificações do Concentrador de Oxigênio a taxas de fluxo mais elevadas.

PT-42

MN131-1 F

FreeStyle™

PT

Especificações (continuação)Equipamentos médicos necessitam de cuidados especiais quanto a EMC
e precisam ser instalados e colocados em funcionamento de acordo com asespecificações EMC nesta seção.
Orientação e declaração do fabricante ± imunidade eletromagnética
O FreeStyle se destina a ser usado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do
FreeStyle devem assegurar que o equipamento será usado em tal ambiente.

Teste deimunidade

Nível de teste da
IEC 60601

Nível deconformidade

Descarga
eletrostática (ESD)± 6 kV contato± 6 kV contato

IEC 61000-4-2± 8 kV ar± 8 kV ar

Transiente elétrico
rápido/pico± 2 kV para linhas dafonte de alimentação

± 2 kV para linhas dafonte de alimentação

IEC 61000-4-4± 1 kV para linha deentrada/saída

Não se aplicaSurto± 1 kV linha a linha± 1 kV linha a linha

IEC 61000-4-5± 2 kV linha aaterramento± 2 kV linha aaterramento

Quedas de tensão,interrupções brevese variações detensão na
alimentação.

<5 % UT(queda >95 % da UT)
durante 0,5 ciclo<5 % UT(queda >95 % da UT)
durante 0,5 ciclo

40 % UT(queda de 60 % da UT)
durante 5 ciclos

40 % UT(queda de 60 % daUT)durante 5 ciclos

IEC 61000-4-11

70 % UT(queda >30 % da UT)
durante 25 ciclos<5 % UT(queda >95 % da UT)
durante 5 s

Campo magnético
da frequência dacorrente

3 A/m

Ambiente eletromagnético ±orientação
O piso deve ser de madeira, concretoou azulejo cerâmico. Se os pisos
forem revestidos com material
sintético, a umidade relativa deve serpelo menos 30%.
A qualidade da alimentação elétrica
deve ser a de um ambiente hospitalarou comercial típico.

A qualidade da alimentação elétrica
deve ser a de um ambiente hospitalarou comercial típico.
A qualidade da alimentação elétrica
deve ser a de um ambiente hospitalarou comercial típico. Se o usuário
precisar continuar utilizando o
FreeStyle durante interrupções deenergia elétrica, o equipamento deve
ser alimentado por uma fonte deenergia ininterrupta (UPS) ou bateria.

70 % UT(queda de 30 % daUT)durante 25 ciclos<5 % UT(queda >95 % da UT)
durante 5 s
3 A/m

Os campos magnéticos da frequência
de alimentação devem estar dentro
dos níveis típicos de ambientes
hospitalares ou comerciais.

IEC 61000-4-8
OBSERVAÇÃO UT é a tensão elétrica de CA antes da aplicação do nível do teste.

MN131-1 F

PT-43

PT

FreeStyle™

Orientação e declaração’ do fabricante ± imunidade eletromagnética
O FreeStyle se destina a ser usado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do
FreeStyle devem assegurar que o equipamento será usado em tal ambiente.

Teste deimunidadeIEC 60601
NÍVEL DE
TESTE

Nível deconformidade

RF conduzida
segundo IEC
61000-4-6

3 Vrms150 kHz a
80 MHz3 Vrms

RF irradiada
segundo IEC
61000-4-3

3 V/m
80 MHz a 2,5
GHz

3 V/m

Ambiente eletromagnético ± orientação
Equipamentos de comunicação de RF portáteis ou
móveis não devem ser usado na proximidade dosistema FreeStyle (incluindo os cabos) a uma
distância inferior à distância de separação
recomendada, calculada pela equação aplicável à
frequência do radiotransmissor.
Distância de separação recomendada
D= 1,2 x √P
D= 1,2 x √P de 80 a 800 MHz
D= 2,3 x √P de 800 MHz a 2,5 GHz
onde P é a potência nominal máxima do transmissor
em Watts (W) indicada pelo fabricante dotransmissor e d é a distância de separação
recomendada em metros (m).
As intensidades do campo dos transmissores RF
fixos, conforme determinado por um estudo
eletromagnético do local, devem ser inferiores aonível de conformidade para cada faixa defrequência. b
Pode haver interferência na proximidade deequipamentos assinalados com o seguinte símbolo:

OBS 1 Entre 80 MHz e 800 MHz, utiliza-se a faixa de frequência mais alta.
OBS 2 Essas diretrizes podem não ser válidas para todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada
pela absorção e reflexão por estruturas, objetos e pessoas.
a.

b.

PT-44

Não é possível prever teoricamente com exatidão as intensidades dos campos de transmissores fixos, comoestações-base de radiotelefones (celulares/sem fio), rádios móveis terrestre, radioamadores,
radiotransmissões AM e FM e teledifusão. Para avaliar o ambiente eletromagnético na presença detransmissores RF fixos, pode-se empregar um estudo eletromagnético do local. Se for utilizado em ambientes
onde a intensidade do campo medida na localização exceder o nível de conformidade RF indicado acima, o
FreeStyle deve ser observado para verificar se está funcionando normalmente. Se algum desempenho
anormal for observado, podem ser necessárias outras medidas, como reposicionar o FreeStyle ou mudá-lo delugar.
Na faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, a intensidade do campo deve ser inferior a 3 V/m.

MN131-1 F

FreeStyle™

PT

Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicações
RF portáteis e móveis e o FreeStyle
O FreeStyle destina-se a ser usado em ambientes eletromagnéticos em que as perturbações de RF irradiadas
estejam controladas. O cliente ou o usuário do FreeStyle podem ajudar a evitar a interferência eletromagnética
mantendo uma distância mínima entre equipamentos de comunicações RF portáteis e móveis (transmissores) e o
FreeStyle conforme recomendado abaixo, considerando a potência de emissão máxima dos equipamentos decomunicação.

Potência máxima
nominal dotransmissor
W

Distância da separação do transmissor de acordo com a frequência
(m)de 150 kHz a 80
MHz
d= 1,2 x √Pde 80 a 800 MHz
d= 1,2 x √Pde 800 MHz a 2,5 GHz
d= 2,3 x √P

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

Para transmissores cuja potência máxima não é indicada acima, distância de separação recomendada d em metros(m) pode ser calculada usando a equação apropriada para a frequência do transmissor, onde P é a potência
máxima nominal do transmissor em Watts (W) segundo o fabricante do transmissor.
OBS 1 Entre 80 MHz e 800 MHz, utiliza-se a maior distância de separação.
OBS 2 Essas diretrizes podem não ser válidas para todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada
pela absorção e reflexão por estruturas, objetos e pessoas.

Orientação e declaração do fabricante- emissões eletromagnéticas
O FreeStyle se destina a ser usado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do
FreeStyle devem assegurar que o equipamento será usado em tal ambiente.

Teste de emissões

Conformidade

Emissões de RF
CISPR 11

Grupo 1

Emissões de RF
CISPR 11Classe B

Emissões deharmônicos
IEC 61000-3-2Classe A

Flutuações de tensão/emissões detremulação
IEC 61000-3-3

Em conformidade

MN131-1 F

Orientações sobre ambiente eletromagnético
O FreeStyle usa energia RF somente para seu funcionamento
interno. Por esse motivo, suas emissões de RF são muito
baixas e provavelmente não causarão interferências em
equipamentos eletrônicos próximos.

O FreeStyle é adequado para uso em qualquer tipo deestabelecimento, incluindo estabelecimentos domésticos
ou conectados à rede elétrica pública de baixa tensão quealimenta edificações usados para fins residenciais.

PT-45

PT

FreeStyle™

Classificação
Tipo de proteção contra choque elétrico:
Classe II A proteção contra choque elétrico é obtida por meio deisolamento duplo.
Grau de proteção contra choque elétrico:
Tipo BF Equipamento proporciona um grau específico de proteção
contra choque elétrico em relação à1) possibilidade de vazamento da corrente;2) confiabilidade da conexão de proteção de aterramento(se houver).
Não destinado para aplicação cardíaca direta.
Testes independentes para a Norma de Equipamento Eletromédico:
Testes mostraram conformidade com:
IEC 60601-1 Requisitos Gerais de segurança.
CAN/CSA C22.2 n.º 60601-1-08 M90 Equipamento Médico
Elétrico – Parte 1: Requisitos
Gerais para Segurança
Proteção contra possível interferência eletromagnética ou outros tipos deinterferência entre o equipamento e outros dispositivos.
Testes indicam conformidade com EN60601-1-2 (EMC).
Testes indicam conformidade com RTCA/DO160, seção 21,
categoria M.
CISPR 11 / EN 55011 Classe B Grupo 1, "Equipamento
Industrial, Científico e Médico (ISM)"FCC Parte 15, Subparte B – Classe B Radiadores
Não-Intencionais
Método permitido de limpeza e controle de infecção:Consulte a seção "Limpeza, cuidados e manutenção correta"
deste Manual do Paciente do FreeStyle.
Grau de segurança da utilização na presença de gases anestésicos
inflamáveis:
Equipamento inadequado para tal aplicação.
Modo de operação:Operação contínua.

PT-46

MN131-1 F

FreeStyle™

PT

Garantia limitada
A AirSep Corporation garante que este Concentrador de Oxigênio FreeStyle nãoapresenta defeitos em peças pelo prazo de três anos (conforme especificado na
fatura original), contados a partir da data de entrega ao comprador original, em
condições normais de uso e operação. A bateria vem com garantia de um ano.
A responsabilidade da AirSep Corporation nos termos desta garantia limita-se ao
reparo ou reposição de itens ou partes do equipamento comprovadamente
defeituosas ou, a critério exclusivo da AirSep Corporation, reembolso do preço deaquisição de qualquer item comprovadamente defeituoso do equipamento.
Todos os itens do equipamento para os quais a garantia for acionada deverão,mediante solicitação da AirSep Corporation, ser devolvidos à fábrica da AirSepcom frete pré-pago, juntamente com comprovação da data de compra e com as
despesas cobertas pelo comprador. O comprador será responsável pelas
despesas com o frete de devolução. As peças de reposição também serão
cobertas pela garantia acima enquanto viger a garantia original de três anos
(conforme especificado na fatura original). Esta garantia não se aplica a itens ou
peças sujeitos a mau uso, acidente, manutenção ou utilização inadequadas ou
reparo ou modificação fora da fábrica da AirSep Corporation sem autorização
expressa e por escrito da AirSep Corporation.
A GARANTIA PRECEDENTE SUBSTITUI QUALQUER OUTRA GARANTIA,
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, FACTUAL OU PREVISTA EM LEI, INCLUINDO, ENTRE
OUTRAS, AS GARANTIAS DE UTILIDADE COMERCIAL OU ADEQUAÇÃO A UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO. FICA EXPRESSAMENTE ACORDADO QUE O ÚNICO
E EXCLUSIVO RECURSO DO COMPRADOR EM CASO DE PEÇASDEFEITUOSAS SERÁ O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA AIRSEPCORPORATION NOS TERMOS ACIMA E QUE A AIRSEP CORPORATION NÃO
ASSUMIRÁ RESPONSABILIDADE, QUER PERANTE O COMPRADOR, QUERPERANTE QUAISQUER OUTROS TERCEIROS, PELA IMPOSSIBILIDADE DEUTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO OU POR PREJUÍZOS ESPECÍFICOS,
INDIRETOS, EMERGENTES OU IMPREVISTOS.
Representante na Europa:
Medical Product Services GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany
E-mail: info@mps-gmbh.eu

MN131-1 F

PT-47

FreeStyle™

SVANVÄND INTE UTRUSTNINGEN UTAN ATT FÖRST HA LÄSTOCH FÖRSTÅTT DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN. OM DUINTE FÖRSTÅR VARNINGARNA OCH INSTRUKTIONERNA,KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN INNAN DU ANVÄNDER
UTRUSTNINGEN FÖR ATT UNDVIKA PERSONSKADA ELLERSKADOR PÅ UTRUSTNINGEN.
Rökning i kombination med syrgas är den vanligaste
orsaken till brännskador och dödsfall. Du måste följa de här
säkerhetsföreskrifterna:Tillåt inte rökning, tända ljus eller öppen eld i samma rum som
denna apparat eller inom 1,52 m från de syrgasfyllda tillbehören.
Rökning i kombination med användning av syrekateter kan leda
till brännskador i ansiktet och eventuellt dödsfall.
Om katetern avlägsnas och placeras på sängkläder, soffan eller
andra mjuka material kan det orsaka en explosiv brand om den
kommer i kontakt med en cigarett, värmekälla eller flamma.
Om du är rökare kan de här 3 stegen rädda livet på dig:stäng av oxygenkoncentratorn, dra ur katetern och lämna
rummet där enheten är placerad.

Skyltar med ”Rökning förbjuden – syrgas används” måste
finnas tydligt placerade i hemmet, eller där
oxygenkoncentratorn används. Patienterna och derasvårdgivare måste informeras om faran med att röka i närheten
av, eller under användning av, medicinskt syre.

SV

FreeStyle™

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
AirSep® FreeStyle™ bärbar
oxygenkoncentrator
AirSeps FreeStyle™ bärbar oxygenkoncentrator
Symboler
Varför din läkare har ordinerat syrgas
Vad är FreeStyle bärbar oxygenkoncentrator?
Typiska användare
FreeStyle för flygresor – FAA-godkänd
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Viktiga säkerhetsföreskrifter för AirBelt (tillval)
Kontrollera följande innan du börjar använda den bärbar
oxygenkoncentratorn från FreeStyle
Ladda batteriet
Näskateter
FreeStyle-enhetens komponenter
Användarinstruktioner
Strömförsörjning
FreeStyle™ universalnätadapter för växelström och likström(bruksanvisning)
FilterStälla in flödesväljaren
Larm/lampindikatorerÅtgärdsöversikt för FreeStyles larm/lampindikatorer
Rengöring, skötsel och lämpligt underhåll
Hölje
FilterBärväska
Larm/serviceindikator
FreeStyle-tillbehör
Material i direkt eller indirekt kontakt med patienten
Reservsyre
Felsökning
Specifikationer för FreeStyle
Klassificering
Garanti

SV1
SV1-2
SV2-3
SV3-4
SV4
SV4
SV5-10SV11
SV12-14
SV14-16
SV16-17
SV17-18
SV19-20
SV20-21SV21-26
SV26-27
SV27-28
SV28-30
SV30-31
SV32-34
SV32
SV33
SV34
SV34
SV35-36
SV37
SV37
SV37-39
SV40-43
SV44
SV45

FreeStyle™

SV

Den bärbara oxygenkoncentratorn AirSeps FreeStyle™
I den här bruksanvisningen får du information om hur den bärbara
oxygenkoncentratorn AirSeps FreeStyle™ fungerar. Läs igenom all information
noggrant och se till att du har förstått den innan du börjar använda FreeStyle-enheten.
Om du har några frågor så kan du vända dig till återförsäljaren med dem.

Symboler
Symboler används ofta på utrustning och/eller i bruksanvisningen i stället för ordi syfte att minska risken för missförstånd på grund av språksvårigheter. Medsymboler kan det också vara lättare att förklara vissa saker på ett begränsat
utrymme.
Följande tabell innehåller en lista över symboler och definitioner som används för
den bärbara FreeStyle-oxygenkoncentratorn.
Symbol

MN131-1 F

Beskrivning

Symbol

Beskrivning

Varning! – Beskriveren fara eller en
riskfylld metod som
kan orsaka allvarlig
kroppsskada,dödsfall eller
materialskada om
den inte undviks.

Klass II-utrustning,
dubbelt isolerad.

Försiktigt! –Beskriver en faraeller en riskfylld
metod som kan
orsaka lindrig
kroppsskada eller
materialskada om
den inte undviks.

Uppfyller direktiv
93/42/EEG som
utfärdats av godkänd
organisation(nr 0459)

Obs! –
Tillhandahåller
information som det
är viktigt att
understryka eller
upprepa.

Se anvisningarna

SV-1

SV

FreeStyle™

Uppfyller RTCA/DO-160
Avsnitt 21
Kategori M

Se medföljande
dokumentationHåll enheten och
tillbehören torra

Använd inte olja eller
smörjmedel

Elektriskt avfall ochelektronisk utrustningmåste hanteras på
tillämpligt sätt

Rökning förbjuden

Får ej monteras isär

Utrustning av BF-typ

Se bruksanvisningen

Uppfyller RTCA
DO160 Avsnitt 21
Kategori M. Krav
FAA SFAR 106

Säkerhetsbyrån för
CAN/CSA C22.2 No.
60601-1-08 M90 för
elektrisk utrustning
för medicinskt brukDenna sida upp

Säkerhetsbyrån för
CAN/CSA C22.2
No. 601.1 M90 för
elektrisk utrustning
för medicinskt brukÖmtålig – hanteras
varsamt

FAA-godkänd bärbar
oxygenkoncentrator
Utsätt inte
utrustningen föröppen lågaVarför har din läkare ordinerat syrgas?
Många människor lider av en hjärt- eller lungsjukdom eller andra typer av
andningsbesvär. Ett avsevärt antal av dessa patienter kan bli hjälpta av
syrebehandling hemma, under resor eller när de deltar i dagliga aktiviteter utanför
hemmet.
Luften vi andas består till 21 % av gasen syre. Vår kropp är beroende av en jämn

SV-2

MN131-1 F

FreeStyle™

SV

tillförsel av denna för att fungera ordentligt. Din läkare har ordinerat ett flöde eller
en inställning som passar just ditt tillstånd.
Även om syrgas är ett läkemedel som inte är beroendeframkallande kan icke
godkänd syrgasterapi vara farlig. Du måste söka läkare innan du använder denna
oxygenkoncentrator. Den återförsäljare som levererar syrgasutrustningen visar
hur du ställer in ordinerad flödeshastighet.

Den bärbara FreeStyle-oxygenkoncentratorn kan användas när
du sover så länge det sker på läkares rekommendation.

Det är mycket viktigt att enbart ställa in den ordinerade nivån av
syreflöde. Höj eller sänk inte flödet förrän du har rådfrågat din
läkare.

Vad är den bärbara FreeStyle-oxygenkoncentratorn?
Oxygenkoncentratorer infördes på mitten av 1970-talet och har blivit den mest
praktiska, tillförlitliga källan för extra syrgas som går att få i dag.
Oxygenkoncentratorer är det mest kostnadseffektiva, effektiva och säkra
alternativet till att använda högtrycksbehållare med syre eller flytande syre. En
oxygenkoncentrator tillhandahåller allt syre du behöver utan att behov för särskilda
tuber eller flaskor.
Luften vi andas består av cirka 21 % syre, 78 % kväve och 1 % andra gaser.
I FreeStyle-enheten passerar rumsluft genom ett regenererande, absorberandematerial som kallas ”molekylär sil”. Detta material separerar syret från kvävet. På så
sätt kan patienten förses med ett luftflöde med mycket hög koncentration av syre.
FreeStylekombinerar
avanceradsyrgaskoncentratorteknik
medsyrgaskonserverande teknik för att uppnå världens minsta och lättaste bärbara
oxygenkoncentrator. Den väger endast 2,00 kg. FreeStyle producerar effektivt
egen syrgas och levererar denna snabbt som en puls av syre i början av
inandningen. Detta eliminerar det syrespill som är vanligt för syrgasapparater med
kontinuerligt flöde, vilka tillför syre även vid utandningen. Syrepulserna motsvarar
ett kontinuerligt flöde. FreeStyle tillhandahåller motsvarande 3 l/min (liter per
minut) i en lättviktsförpackning som enkelt kan bäras med och användas utanför
hemmet.
FreeStyle kan drivas med fyra olika strömkällor (Se avsnittet ”Strömförsörjning”
nedan).
MN131-1 F

SV-3

SV

FreeStyle™

Typiska användare:
AirSeps koncentratorer har utformats för att tillföra extra syre till användare som
lider av besvär till följd av sjukdomar som påverkar lungornas förmåga att ta upp
syre och överföra det till blodet. En praktisk fördel med oxygenkoncentratorn är att
inga kontinuerliga leveranser krävs (O2-flaska), och användaren kan därför leva
ett mer oberoende och rörligt liv både i och utanför hemmet. Oxygenkoncentratorn
används enligt läkares ordination och är inte avsedd att användas som
livsuppehållande apparat.
Även om behandling med oxygenkoncentrator kan ordineras för patienter i allaåldrar är den typiska patienten över 65 år gammal och har kroniskt obstruktiv
lungsjukdom (KOL). Patienterna har normalt god kognitiv funktion och måste haförmåga att kommunicera för att rapportera eventuella obehag. Om användare inte
kan meddela sig om obehag, eller inte kan läsa och förstå koncentratorns
märkning och bruksanvisning, rekommenderas endast användning underövervakning av någon som kan detta. Om något som helst obehag upplevs när
koncentratorns används rekommenderas det att patienten kontaktar sinvårdgivare. Patienten bör också ha reservsyre tillgängligt (t.ex. syreflaska) i
händelse av strömavbrott eller fel på koncentratorn. Inga andra unika förmågor
eller kunskaper krävs för att använda koncentratorn.

FreeStyle för flygresor – FAA-godkänd
FreeStyle har godkänts av US Federal Aviation Administration (FAA) för
användning ombord på flygplan för passagerare med extra syrebehov påkommersiella flyg genom ett tillägg till SFAR 106 från 2006.
Dessutom har ett nytt beslut från Department of Transporation (DOT)/FAA
fastställt att USA-baserade flygbolag, samt internationella flyg till eller från USA,från och med den 13 maj 2009 måste tillåta att passagerare med FAA-godkända
bärbara oxygenkoncentratorer använder dem ombord, och under flygning, när det
är medicinskt nödvändigt. Kontakta de enskilda flygbolag som du vill resa med för
uppdaterad information om deras specifika regler för oxygenkoncentratorer.

SV-4

MN131-1 F

FreeStyle™

SV----[Läs avsnittet Viktiga säkerhetsföreskrifter innan du använder utrustningen.]----

Viktiga säkerhetsföreskrifter
Läs igenom följande viktiga säkerhetsföreskrifter för den bärbara FreeStyleoxygenkoncentratorn noggrant.
Denna produkt tillhandahåller högkoncentrerad syrgas som
underlättar snabb förbränning. Tillåt inte rökning eller öppen
eld i samma rum som 1) denna apparat eller 2) syrefyllda
tillbehör. Om denna varning inte beaktas kan detta orsaka
allvarlig brand, materialskada och/eller orsaka personskada
eller dödsfall.

Sök omedelbart läkarvård om du känner obehag eller råkar ut
för en medicinsk nödsituation.

Värm inte över 60 °C

Denna enhet ska inte användas som livsuppehållandeapparat. Små barn och äldre eller andra patienter som inte kan
kommunicera obehag medan de använder enheten kan
behöva extra övervakning. Patienter med nedsatt hörsel
och/eller syn kan behöva hjälp med översyn av larmen.
Använd inte olja, smörjmedel och petroleumbaserade eller
andra lättantändliga produkter på de syrgasförande tillbehören
eller FreeStyle-enheten. Endast vattenbaserade,syrgaskompatibla krämer eller salvor får användas. Syre
accelererar förbränningen av lättantändliga ämnen.
Felaktig användning av FreeStyle kan leda till att batterietöverhettas och antänds, vilket kan orsaka allvarlig skada. Se
till att inte sticka hål på, slå eller trampa på batteriet eller tappa
det eller på annat sätt utsätta det för kraftiga slag och stötar.

MN131-1 F

SV-5

SV

FreeStyle™

Vid användning av FreeStyle utomhus med nätadaptern ska
adaptern endast anslutas till ett uttag med jordfelsbrytare.

Användning av andra kablar och adaptrar än de som har
specificerats, med undantag för de kablar och adaptrar som
säljs av den medicinska utrustningens tillverkare som
reservdelar till interna komponenter, kan resultera i ökadutstrålning eller minskad immunitet för FreeStyle.

Inga ändringar av apparaten tillåts.

FreeStyle ska inte användas angränsande till eller staplad
tillsammans med annan utrustning. Om angränsande eller
staplad användning är oundviklig, ska enheten kontrolleras för
normal drift.
Risk för elektriska stötar. Ta ut nätsladden ur eluttaget innan
du rengör apparaten, för att undvika risken för elektriska stötar.
Endast återförsäljaren eller en behörig servicetekniker får
avlägsna skydden eller utföra service på apparaten.

Var försiktig så att enheten inte blir blöt eller vatten tränger ini den. Det kan leda till funktionsfel eller att enheten stängs av.

Enligt federal lagstiftning (USA) får denna enhet endast säljas
eller leasas på läkares eller annan legitimerad vårdgivares
ordination.
I händelse av ett larm eller om du upptäcker att FreeStyle inte
fungerar som den ska, se avsnittet Felsökning i den här
bruksanvisningen. Kontakta återförsäljaren om du inte kan lösa
problemet.

SV-6

MN131-1 F

FreeStyle™

SV

Den bärbara FreeStyle-oxygenkoncentratorn kan användas när
du sover så länge det sker på läkares rekommendation.

Om du använder FreeStyle-enheten utanför dess normala
drifttemperaturområde kan detta påverka prestandan och
förkorta batteritiden och/eller förlänga batteriets laddningstid.
(se avsnittet Specifikationer nedan).
Se till att inte luftintagsfiltret eller luftutloppen bli blockerade.
Det kan leda till att FreeStyle-enheten överhettas, vilketpåverkar dess prestanda.
Använd inte enheten i ett begränsat eller slutet utrymme (t.ex. ien liten väska eller handväska) där ventilationen är begränsad.
Det kan leda till att FreeStyle-enheten överhettas, vilketpåverkar dess prestanda.
När FreeStyle-enheten används i bil, båt eller med andra
likströmkällor med likströmsadaptern måste fordonet varaigång innan FreeStyle-enheten ansluts. Om lampan på
strömadaptern inte tänds ska adaptern återställas: koppla ut
likströmsadaptern ur likströmsuttaget, starta fordonet igen ochåteranslut adaptern till likströmsuttaget. Underlåtenhet att följa
dessa anvisningar kan leda till att FreeStyle inte strömförsörjs.
Koppla ur och ta med dig FreeStyle-enheten när bilen som duanvänder den i är avstängd. Förvara aldrig FreeStyle-enheten ien mycket het bil eller i andra liknande omgivningar med högaeller låga temperaturer. FreeStyles prestanda kan påverkas om
den används eller förvaras utanför dess normala
temperaturvärden. (se avsnittet Specifikationer nedan).
Om FreeStyle har förvarats utanför normala
driftstemperaturvärden under en längre tid, måste enheten fååtergå till normal driftstemperatur innan den startas. (seavsnittet Specifikationer nedan).

MN131-1 F

SV-7

SV

FreeStyle™

Det är mycket viktigt att enbart ställa in den ordinerade nivån
av syre. Pulsflödesinställningen får endast ändras i samråd
med läkaren.

Byt ut den kasserbara katetern enligt rekommendationenfrån tillverkaren eller återförsäljaren. Du kan beställa nyafrån återförsäljare.

Placera inte koncentratorn så att det blir svårt att nåströmsladden.

Koncentratorn ska placeras på så sätt att den inte utsätts för
luftburna föroreningar eller ångor.

Placera inte koncentratorn så att det blir svårt att nåströmsladden.

Bärbar och mobil FR-kommunikationsutrustning kan påverka
medicinsk elektrisk utrustning.

Kateterslangen ska vara veckresistent och kunna användas med
en total längd på upp till max. 7,6 m.

Kontrollera att katetern är helt införd och sitter fast ordentligt.
Det säkerställer att FreeStyle-enheten kan spåra inandning för
att kontrollera syretillförsel.

SV-8

MN131-1 F

FreeStyle™

SV

Förvaring av FreeStyle under längre perioder i höga
temperaturer eller med ett fulladdat eller helt urladdat batteri kan
förkorta batteriets totala livslängd.
Det kan, beroende på FreeStyle-batteriets temperatur, ta flera
minuter innan laddningscykeln börjar efter att du har anslutit det
till en strömkälla. Detta är ett normalt och avsett att garantera
säkra laddningsförhållanden.
FreeStyle-batteriet behöver inte laddas ur helt före laddning. Det
rekommenderas att batteriet i FreeStyle laddas efter varje
användning.
Det kan ta flera minuter efter att strömmen har anslutits innan
laddning påbörjas, beroende på batteriets internadrifttemperatur. Detta är ett normalt och avsett att garantera
säkra laddningsförhållanden. Det är mer sannolikt att detta
inträffar när batteriet varit helt urladdat.
Vid anslutning till ett växelströms- eller likströmsuttag laddas
batteriet till full kapacitet, oavsett om enheten är i drift eller
avstängd.
Om det inbyggda batteriet laddas ur helt och FreeStyle stängs
av, kan enheten inte startas igen med AirBelt. Skulle detta
inträffa ska FreeStyle anslutas med universaladaptern till ett
växelströms- eller likströmsuttag en kort stund för att få
tillräckligt med intern batteriström för att startas. Sedan kan
AirBelt anslutas och ge ytterligare driftstid.

Om FreeStyle-nätadaptern förblir ansluten när batteriet är
fulladdat släcks de fyra LED-lamporna inom cirka 1 timme.

Det kan vara nödvändigt att först ansluta FreeStyles
universalnätadapter till FreeStyle-enheten innan enheten för
första gången drivs med batteri. Återförsäljaren kan ha utfört
detta steg åt dig redan.

MN131-1 F

SV-9

SV

FreeStyle™

Använd endast AirSeps art.nr. FI144-1 som luftintagsfilter för
den här enheten.

Använd inte FreeStyle-enheten utan att luftintagsfiltret är påplats. Om du har ett extra filter sätter du i ersättningsfiltret innan
du tvättar det smutsiga filtret.

AirSep rekommenderar att denna utrustning inte
steriliseras.

Utför inget underhåll utöver de tänkbara lösningar som tas upp i
denna bruksanvisning.

Det uppladdningsbara litiumjonbatteriet som används i
FreeStyle-enheten behöver inte laddas ur helt före laddning. Det
rekommenderas att du laddar batteriet oavsett kapacitetsnivån
efter användning.
Batteriet laddas både när enheten är avstängd och när
enheten drivs med universalnätadaptern.
Litiumbatterier kan förlora sin kapacitet permanent om deutsätts för extremt höga temperaturer medan batteriet är
fulladdat eller helt urladdat. För längre tids förvaring
rekommenderas det att batteriet laddas till 25 till 50 % och
förvaras på temperaturen 23 °C +/- 2 °C.
Skyltar med ”Rökning förbjuden – syrgas används” måste finnas
tydligt placerade i hemmet, eller där oxygenkoncentratorn
används. Patienterna och deras vårdgivare måste informeras
om faran med att röka i närheten av, eller under användning av,
medicinskt syre.

SV-10

MN131-1 F

FreeStyle™

SV

Viktiga säkerhetsföreskrifter för AirBelt (tillval)
Felaktig användning av AirBelt kan leda till att batterietöverhettas och antänds, vilket kan orsaka allvarlig skada. Se till
att inte sticka hål på, slå eller trampa på batteriet eller tappa det
eller på annat sätt utsätta det för kraftiga slag och stötar.

Sätt tillbaka säkerhetshylsan på AirBelt-sladden när den inteanvänds.

Försök inte att ladda AirBelt med FreeStyle universalnätadapter
eftersom det kan skada AirBelt.
Använd endast den medföljande AirBelt-adaptern för att
ladda AirBelt.

Beroende på AirBelts temperatur kan det ta flera minuter efteranslutning till strömförsörjning innan laddningscykeln inleds.
Detta är ett normalt och avsett att garantera säkra
laddningsförhållanden.

AirBelt behöver inte laddas ur helt före laddning. Det
rekommenderas att du laddar AirBelt efter varje användning.

Litiumbatterier kan förlora sin kapacitet permanent när de utsätts
för extremt höga temperaturer medan batteriet är fulladdat eller
helt urladdat. För längre tids förvaring rekommenderas det att
batteriet laddas till 25 till 50 % och förvaras på temperaturen
23 °C +/- 2 °C.

MN131-1 F

SV-11

SV

FreeStyle™

[Läs avsnittet Viktiga säkerhetsföreskrifter innan du använder denna utrustning.]

Kontrollera följande innan du börjar använda den bärbara
FreeStyle-oxygenkoncentrator
Förpackningen med FreeStyle innehåller följande artiklar, se bild 1-3. Kontaktaåterförsäljaren om något saknas.
••••

Bärbar FreeStyle-oxygenkoncentrator med bärväska.
Bruksanvisning (ej på bild)
Universalnätadapter för likström och växelström (100–240 V, 50/60 Hz)
med nätsladd
Likströmssladd

Figur 2: FreeStyle-enhetens
universalnätadapter/nätsladd
Figur 1: FreeStyle-enheten

Figur 3: FreeStyle-likström

Som extrautrustning finns även ett AirBelt för ökad batterilivslängd. Förpackningen
innehåller följande (se figur 4):
•
•

SV-12

AirBelt batteribälte
Universalnätadapter för likström och växelström (100–240 V, 50/60 Hz)
med nätsladd

MN131-1 F

FreeStyle™

SV

Felaktig användning av AirBelt kan leda till att batteriet överhettas
och antänds, vilket kan orsaka allvarlig skada. Se till att inte sticka
hål på, slå eller trampa på batteriet eller tappa det eller på annat
sätt utsätta det för kraftiga slag och stötar.

Läs alla varningar, säkerhetsföreskrifter och anvisningar för AirBelt före
användning.
Se sidan 9, "Viktiga säkerhetsföreskrifter för AirBelt (tillval)".
Andra valfria tillbehör som finns är till exempel en sele för att enkelt göra om
FreeStyle-bärväskan till en ryggsäck (art.nr. MI284-1), se figur 5. FreeStyle kanockså bäras runt midjan om så önskas genom att du trär AirBelt eller ett annat
bälte genom öglorna på FreeStyles bärväska. (Se figur 6). Den valfria
tillbehörsväskan (art.nr. MI320-1) ger det ännu bekvämare att resa genom att dukan bära alla strömtillbehör och AirBelt och/eller selen för användning när dukommer fram.

Figur 4: AirBelt och
universalnätadapter/nätsladd

Figur 5: FreeStyleenheten buren som
ryggsäck

Figur 6:
FreeStyleenheten buren
runt midjan

Sätt tillbaka säkerhetshylsan på AirBelt-sladden när den inteanvänds.

MN131-1 F

SV-13

SV

FreeStyle™

Bekanta dig med de olika komponenterna innan du använder FreeStyle för första
gången. Detta illustreras i figurerna på följande sidor och diskuteras längre fram imanualen.

Ladda batteriet
Var noga med att kontrollera att batteriet är fulladdat innan du ger dig ut med FreeStyle(detta gäller även första gången). För att kontrollera batterinivån trycker du på BATTpå FreeStyles knappsats. Lysdioderna vid batterimätaren ovanför BATT-knappen
tänds för att vissa laddningsnivån på det inbyggda batteriet (25–100 %). Obs! Obs! Det
inbyggda batteriet laddas när enheten drivs på växel- eller likström. Du laddar
FreeStyle:s inbyggda batteri genom att helt enkelt ansluta den universella adaptern tillenhetens anslutning för nätström (se figur 7). Kontrollera först att strömsladden är i rättriktning i förhållande till anslutningen. Jämför den ”D”-formade kontakten på
strömadaptern med anslutningen på FreeStyle. De måste ha samma riktning. När
nätsladden ska avlägsnas ska frigöringsknappen tryckas in för att sladden ska gå att
lossa från FreeStyle. Det säkerställer att varken enheten eller de eldrivna tillbehören
skadas.

FreeStyleenhetens
strömanslutning

Tryck in för att
lossa nätsladden.

AirBelt (tillval)
AirBelt (extrautrustning) kan förlänga FreeStyles batteritid med upp till 10 timmar
och tar cirka 3 timmar att ladda fullt när det externa batteriet är helt urladdat. Du
laddar AirBelt genom att ansluta dess nätadapter till AirBelts nätsladd (se figur 8)
och ett lämpligt vägguttag. En separat batterimätare för laddningsnivån på AirBeltbatteriet sitter på sladden och fungerar på exakt samma sätt som den inbyggda
batteriindikatorn på knappsatsen.
Det kan, beroende på FreeStyle-batteriets temperatur, ta flera
minuter innan laddningscykeln börjar efter att du har anslutit det
till en strömkälla. Detta är ett normalt och avsett att garantera
säkra laddningsförhållanden.

SV-14

MN131-1 F

FreeStyle™

SV

FreeStyle-batteriet behöver inte laddas ur helt före laddning.
Det rekommenderas att batteriet i FreeStyle laddas efter varje
användning.

Det kan ta flera minuter efter att strömmen har anslutits innan
laddning påbörjas, beroende på batteriets internadrifttemperatur. Detta är ett normalt och avsett att garantera
säkra laddningsförhållanden. Det är mer sannolikt att detta
inträffar när batteriet varit helt urladdat.

Figur 7: Ladda det inbyggda batteriet

Figur 8: Ladda AirBelt-batteriet

AirBelt behöver inte laddas ur helt före laddning. Det
rekommenderas att du laddar AirBelt efter varje användning.

•
•
•
•
•

FreeStyles inbyggda batteri laddas om helt från fullständigt urladdat tillstånd
på cirka 3 ½ timmar vid både växel- och likströmsdrift av enheten.
När ett helt urladdat batteri laddas blinkar lysdioden för 25 % först snabbt
i några minuter för att sedan blinka långsammare varannan sekund (1/2).
Lampan fortsätter att blinka tills 25 % kapacitet har uppnåtts. Den lyser sedan
med ett fast sken.
Alla fyra LED-lamporna, 25-100 %, blinkar enligt beskrivningen ovan och lyser
sedan med fast sken när batteriet når den aktuella laddningsnivån.
När alla LED-lamporna lyser med ett fast sken är batteriet fulladdat. Därefter
lyser lamporna med fast sken en stund innan de slocknar alla fyra.

MN131-1 F

SV-15

SV

FreeStyle™

Litiumbatterier kan förlora sin kapacitet permanent när de
utsätts för extremt höga temperaturer medan batteriet är
fulladdat eller helt urladdat. För längre tids förvaring
rekommenderas det att batteriet laddas till 25 till 50 % och
förvaras på temperaturen 23 °C +/- 2 °C.

---- [Läs avsnittet Viktiga säkerhetsföreskrifter innan duanvänder utrustningen.]----

Näskateter
En näskateter och slangar används för att förse användaren med syre frånFreeStyle-enheten. Slangarna är kopplade till enhetens syrgasventil (se figur 9).

Figur 9: Ansluta kateter till FreeStyle syrgasventil

AirSep rekommenderar en näskateter med en slang på 2,1 m, AirSep art.nr.
CU002-1. Andra längder på slangar på upp till 7,6 m, inklusive näskateter, kanockså användas.

Byt ut engångskatetern med jämna mellanrum efter normalt
bruk. Du kan beställa nya från återförsäljare.

Kateterslangen ska vara veckresistent och kunna användas
med en total längd på upp till max. 7,6 m.

SV-16

MN131-1 F

FreeStyle™

SV

Följ alltid katetertillverkarens instruktioner för en korrekt
användning. Rådfråga sjukvårdspersonalen för att avgöra hur
ofta katetetern behöver bytas.

Kontrollera att katetern är helt införd och sitter ordentligt. Det
säkerställer att FreeStyle-enheten kan spåra inandning för att
kontrollera syretillförsel.

FreeStyle-enhetens komponenter

Handtag
Syrgasventil

Luftutlopp

Luftutlopp

Intag för nätanslutningar
Luftintag/filterhölje

Figur 10: FreeStyle utvändigt – framsidan

MN131-1 F

SV-17

SV

FreeStyle™

Dammskydd
Larm/serviceindikator

Pulsflödesindikator(er)Batterimätare/indikator(er)Flödesväljare(Inbyggt) batteriknapp
Figur 11: Närbild av knappsats/larmdisplay

RTCA DO160 anger
att FreeStyle har
testats och godkänts
enligt FAA-standard.

Beteckning/
patientanvisningar

Figur 12: FreeStyle utvändigt – baksidan

Nu när du känner till FreeStyles komponenter kan du gå igenom instruktionernapå följande sida för hur FreeStyle används.

SV-18

MN131-1 F

FreeStyle™

SV[Läs avsnittet Viktiga säkerhetsföreskrifter innan du använder denna utrustning.]

Användarinstruktioner
1.

Ta fram och placera FreeStyle så att luftintag och luftutlopp inte
blockeras.

2.

Tillför ström till enheten från a) det inbyggda batteriet, b) AirBelt, c) ett
likströmsuttag (som i en bil eller motorbåt) eller d) ett vägguttag för
växelström (ett vanligt vägguttag). (Se avsnittet "Strömförsörjning” i den
här Patientmanualen.)3.

Anslut katetern till syrgasventilen.

4.

Öppna enhetens dammskydd.

5.

Starta FreeStyle-enheten genom att trycka på [1], [2] eller [3] påknappsatsen för att ställa in det literflöde läkaren har ordinerat. Den
gröna lysdioden ovanför den aktuella knappen tänds. Varje gång du slårpå FreeStyle-enheten hörs en kort larmsignal. Detta visar att enheten ärpåslagen och kan användas.

6.

För att ändra pulsflödesinställningen trycker du på önskad knapp. Efter
den automatiska starten är det normalt att ljudet förändras när du ändrar
inställningarna.

7.

För att stänga av FreeStyle-enheten trycker du på den pulsflödesknapp
vars lysdiod lyser.

8.

När FreeStyle-enheten känner av inandning tillförs syre genom katetern.

9.

Det tar cirka två minuter att nå maximal syrekoncentration efter det att
FreeStyle-enheten slagits på.
Använd inte olja, smörjmedel och petroleumbaserade eller
andra lättantändliga produkter på de syrgasförande
tillbehören eller FreeStyle-enheten. Endast vattenbaserade,syrgaskompatibla krämer eller salvor får användas. Syre
accelererar förbränningen av lättantändliga ämnen.

MN131-1 F

SV-19

SV

FreeStyle™

Värm inte över 60 °C

Det kan vara nödvändigt att först ansluta FreeStyles
universalnätadapter till FreeStyle-enheten innan enheten för
första gången drivs med batteri. Din återförsäljare kan ha utfört
detta steg åt dig redan.
Varje gång FreeStyle startas går den igenom en automatisk
uppstartsperiod på ungefär sju minuter. Under den tiden håller
den en konstant hastighet oavsett inställning. Efter perioden är
det normalt att höra en förändring i hastighet vid inställning 1
och 2. Variationen i ljud motsvarar ändringen i syrgasproduktion
för varje inställning.

Strömförsörjning
FreeStyle kan drivas på fyra olika sätt – med det inbyggda batteriet, denuniversella nätadaptern, samt med det batteridrivna bältet AirBelt (tillval)i kombination med enhetens inbyggda batteri.
1.

2.

SV-20

Inbyggt batteri: Det finns ett laddningsbart, inbyggt batteri i varje
FreeStyle-enhet. När det är fulladdat kan det förse enheten med ström
i upp till 3,5 timmar. En ljudsignal hörs när batteriet börjar bli svagt. Detta
larm beskrivs i avsnittet Larm/lampindikatorer nedan.
Ladda batteriet: Du laddar det inbyggda batteriet genom att ansluta
FreeStyle-enheten antingen till universalnätadaptern och ett 100-240 V
växelströmsuttag (50/60 Hz) eller till ett likströmsuttag i en bil (båt,husvagn osv.) Ett urladdat batteri tar cirka 3 ½ timmar att ladda upp helt.
Du bör ladda batteriet, även om det bara är delvis urladdat, så ofta sommöjligt.
Universell nätadapter: En universalnätadapter för växelström och
likström gör det möjligt att ansluta FreeStyle till ett 100–240 V-uttag(50/60 Hz). Denna nätadapter omvandlar 100–240 V växelström till
likström för FreeStyle-enheten. När FreeStyle används med
universalnätadaptern drivs enheten med ström från nätuttaget samtidigt
som enhetens batteri laddas.

MN131-1 F

FreeStyle™

3.

SV

Tillvalet AirBelt (externt batteribälte): FreeStyle kan också drivas med
ett externt batteribälte. Detta bälte kan fästas runt midjan och förser
Freestyle-enheten, när det används i kombination med ett fulladdat
inbyggt batteri, med ström i upp till tio timmar. Bältet ansluts till FreeStyleenhetens eluttag och laddas upp genom att det ansluts till batteribältets
egen växelströmsadapter.
När AirBelt används medan det inbyggda batteriet är fulladdat kommer
FreeStyles inbyggda batteri att tömmas före AirBelt. AirBelt måste
anslutas till FreeStyle-enheten innan FreeStyles batteri är helt urladdat.
Var observant och anslut AirBelt till FreeStyle-enheten innan det
inbyggda batteriet urladdats till 25 % eller mindre.
Om det inbyggda batteriet laddas ur helt och FreeStyle
stängs av, kan enheten inte startas igen med AirBelt. Skulle
detta inträffa ska FreeStyle anslutas med universaladapterntill ett växelströms- eller likströmsuttag en kort stund för att få
tillräckligt med intern batteriström för att startas. Sedan kan
AirBelt anslutas och ge ytterligare driftstid.

FreeStyle™ universalnätadapter för växelström och likström(bruksanvisning)

Anslutning för den
löstagbara växelströmseller likströmsnätsladden

Ansluts till FreeStyleenheten

Figur 13

AirSeps nya universalnätadapter för den bärbara FreeStyle-oxygenkoncentratorn gör
det enklare att alltid ha full laddning, samtidigt som du får mindre att bära på, vart duän är. Med hjälp av universalnätadaptern (art.nr. PW022), som beskrivs i den här
bipacksedeln, kan du använda enheten samtidigt som du laddar det inbyggda batteriet
MN131-1 F

SV-21

SV

FreeStyle™

– alltid med en och samma adapter – oavsett om du kör till matbutiken, sitter påsemesterflyget eller bara tar det lugnt hemma hos en vän. Universalnätadaptern
ersätter de två separata växelströms- och likströmsadaptrarna som tidigare medföljde
FreeStyle och beskrevs i bruksanvisningen.
Adapterpaketet levereras komplett med de här tre olika tillbehören:• universalnätadapter (PW017-1), som drivs via växelströmsuttag på
120-240 volt eller olika likströmsuttag, för bland annat bil och flygplan• löstagbar växelströmssladd
CD023-2 För USA
CD017-2 För Europa, beroende på var den används
CD025-1 För Australien, eller
CD017-4 För Storbritannien• löstagbar likströmssladd, som innehåller både kontakt för biluttag och den
D-formade 4-stiftskontakten för uttag av EmPower®-typen som ofta
används på flygplan (CD034-1).
Obs! FreeStyles inbyggda batteri laddas om helt från fullständigt urladdat tillstånd
på cirka 3 ½ timmar vid både växel- och likströmsdrift av enheten.
Börja med att ansluta universalnätadaptern till FreeStyle
För alla metoderna nedan rekommenderas det att du först ansluter
universalnätadaptern till uttaget på FreeStyle, som i figur 14. Se till att ansluta enheten
ordentligt och försäkra dig om att bärväskan sitter väl placerad runt FreeStyle-enhetens
uttag så att anslutningen blir stabil och sladden fäster ordentligt.
När du kopplar ur nätsladden ur FreeStyle ska du vara noga med att trycka in klaffen
nära änden på sladden för att lossa anslutningen till enheten och få loss sladden.

Figur 14

SV-22

MN131-1 F

FreeStyle™

SV

Användning med växelström
1.
2.
3.
4.

Kontrollera att nätadaptern är väl fäst vid uttaget i FreeStyle, som i figur 14.
Anslut rätt ände av växelströmssladden till det omärkta växelströmsuttaget
på nätadaptern, som i figur 15.
Anslut den andra änden av växelströmssladden till vägguttaget eller ett annat
lämpligt uttag, som i figur 16.
Starta koncentratorn genom att trycka på inställning [1], [2] eller [3] påenhetensövrepanel,
ienlighet
med
läkarens
ordination.
Stäng av enheten genom att trycka på inställningen med en tänd lysdiod.

Figur 15

Figur 16

MN131-1 F

SV-23

SV

FreeStyle™

Användning med likström (bil, motorbåt mm)
Försiktigt! När FreeStyle-enheten används med universalnätadaptern i bil, båteller annat fordon måste fordonet vara igång innan FreeStyle-enheten startas och
används. Om lampan på universalnätadaptern inte tänds utan behöver återställas,ska du koppla bort likströmsadaptern från fordonets likströmsuttag, starta fordonet
igen och återansluta adaptern till likströmsuttaget.
1.
Kontrollera att nätadaptern är väl fäst vid uttaget i FreeStyle, som i figur 14.
2.
Anslut rätt ände av likströmssladden i det uttaget som är märkt
ACCESSORY DC IN på nätadaptern, som i figur 17.
3.
Starta motorfordonet.
4.
Anslut likströmssladden till motorfordonets likströmsuttag, som i figur 18.
5.
Starta koncentratorn genom att trycka på inställning [1], [2] eller [3] påenhetens övre panel, i enlighet med läkarens ordination. Stäng av enheten
genom att trycka på inställningen med en tänd lysdiod.

Figur 17

Figur 18

SV-24

MN131-1 F

FreeStyle™

SV

Använda flygplansuttag vid passagerarsäten(med 4-stiftskontakt)
Använda flygplansuttag vid passagerarsäten Figur 20(med 4-stiftskontakt)
Tack vare att AirSeps FreeStyle är FAA-godkänd kan duanvända den här oxygenkoncentratorn på flygplan från deflesta flygbolag världen över. Varje flygbolag har en egenpolicy för FAA-godkända oxygenkoncentratorer och krav förhur, eller om, man får ladda enheten ombord på deras
flygplan. Eluttag för passagerare på flygplan kan se ut på ett
eller flera av följande sätt: växelströmsuttag, likströmsuttag av
den typ som oftast finns i bilar eller likströmsuttag för
4-stiftskontakter.
Om det flygbolag som du tänker resa med tillåter att du ansluter
oxygenkoncentratorn vid ett säte med likströmsuttag för 4-stiftskontakt ska du följa
de här stegen:
1.
Kontrollera att nätadaptern är väl fäst vid uttaget i FreeStyle, som i figur 14.
2.
Anslut rätt ände av likströmssladden i det uttaget som är märkt
ACCESSORY DC IN på nätadaptern, som i figur 19.
3.
Ta av toppen på likströmskontakten genom att trycka in klaffen för att fåfram 4-stiftskontakten, som i figur 20.
4.
Sätt i 4-stiftskontakten i det likströmsuttag som eventuellt finns vid
passagerarsätet.
5.
Starta koncentratorn genom att trycka på inställning [1], [2] eller [3] påenhetens övre panel, i enlighet med läkarens ordination. Stäng av enheten
genom att trycka på inställningen med en tänd lysdiod.

Figur 19

MN131-1 F

SV-25

SV

FreeStyle™

Figur 20

Kontakta din lokala återförsäljare om du vill ha mer information om
universalnätadaptern för FreeStyle eller om någon av AirSep-tillbehören.

FilterLuft kommer in i FreeStyle-enheten genom ett luftintagsfilter under höljet nedtill på
oxygenkoncentratorns framsida (Se figur 21 och 22.) Detta filter förhindrar att
damm och andra stora partiklar i luften tränger in i enheten. Se till att filtret är rentoch korrekt placerat innan du startar FreeStyle-enheten.

Figur 21: Lossa luftintagets
filterhölje

SV-26

Figur 22: Lossa filtret frånfilterhöljet

MN131-1 F

FreeStyle™

SV

Använd inte FreeStyle-enheten utan att luftintagsfiltret är påplats. Om du har ett extra filter sätter du i ersättningsfiltret innan
du tvättar det smutsiga filtret.

Använd endast AirSeps art.nr. FI144-1 som luftintagsfilter för
den här enheten.

Ställa in flödesväljaren
FreeStyle har tre pulsflödesinställningar: [1], [2] och [3], vilket ger flöden som
motsvarar 1-3 l/min syre. Öppna dammskyddet över knappsatsen och tryck på [1],[2] eller [3] för det pulsflöde av syre som läkaren har ordinerat (Se figur 23 och 24.)

Figur 23: Öppna dammskyddet över knappsatsen

MN131-1 F

SV-27

SV

FreeStyle™

Figur 24: Trycka på flödesväljare

Det är mycket viktigt att enbart ställa in den ordinerade nivån
av syre. Pulsflödesinställningen får endast ändras i samråd
med läkaren.

Larm/lampindikatorer
När FreeStyle-enheten känner av en inandning sänds en puls av syreberikad luft
genom näskatetern. Den gröna lampan ovanför vald pulsflödesinställning blinkar
varje gång ett andetag detekteras.
När enheten är påslagen och samtidigt laddas genom anslutning via
universalnätadaptern till ett växelströms- eller likströmsuttag visar dessutom
FreeStyle-enhetens batterimätare batteriets laddningsnivå och förblir påslagencirka en timme efter det att fullständig laddning har nåtts.
En ljudsignal hörs om FreeStyles batteri är svagt, om katetern lossnar eller om
enhetens prestanda ligger utanför specifikationerna. Ljud- och ljussignalerna förklarasingående nedan och sammanfattas i en tabell längre fram i detta avsnitt.
I händelse av larm eller om du upptäcker att FreeStyle inte
fungerar som den ska, se avsnittet Felsökning i den här
bruksanvisningen. Kontakta återförsäljaren om du inte kanlösa problemet.
SV-28

MN131-1 F

FreeStyle™

SV

Sök omedelbart läkarvård om du känner obehag eller råkar ut
för en medicinsk nödsituation.

o Systemstart
Ett kort larm ljuder vid starten. FreeStyle-enheten börjar arbeta när
larmet upphör.
o Låg batterinivå
När batteriets styrka sjunker till en låg nivå hörs en återkommande kortlarmsignal och den gula batterilampan/indikatorn 25 % (figur 11) blinkar.
När detta inträffar ska FreeStyle-enheten anslutas till ett likströms- eller
växelströmsuttag eller användaren byta till annan syrekälla inom två
minuter. När FreeStyle är ansluten till ett likströms- eller växelströmsuttag
fungerar enheten samtidigt som batteriet laddas. Batterinivån visas påbatterimätaren/batteriindikatorerna.
o Urkopplad kateter
När FreeStyle är igång men inte känner av andning, ljuder ett kontinuerligt
larm och larmlamporna tänds efter 15 minuter. Om detta sker ska
kateterns anslutning till FreeStyle-enheten kontrolleras. Kontrollera ävenatt näskatetern sitter på ordentligt på plats över ansiktet och var noga
med att andas genom näsan (Läkaren kan vid behov rekommendera en
hakrem.) Om larmet fortfarande hörs, byt till en annan syrgaskälla, om
möjligt, och kontakta återförsäljaren.
o FreeStyle-enhetens kapacitet har överskridits
Om din andningsfrekvens får FreeStyles kapacitet att överskridas, hörs
ett snabbt larm varannan sekund och den röda larmlampan blinkar. När
detta sker ligger syrekoncentrationen som matas ut av FreeStyle utanför
specifikationerna för enheten. Minska all fysisk aktivitet, stäng av larmen
genom att starta om enheten och byt om nödvändigt till en annansyrgaskälla, om möjligt, och kontakta återförsäljaren.
o Allmänt tekniskt fel
Om FreeStyle har en generell funktionsstörning hörs en snabb larmsignal
varannan sekund och den röda larmlampan lyser med fast sken. När
detta sker ligger syrekoncentrationen som matas ut av FreeStyle under
specifikationerna för enheten. Byt till en annan syrgaskälla, om möjligt,
och kontakta återförsäljaren.

MN131-1 F

SV-29

SV

FreeStyle™

Denna enhet ska inte användas som livsuppehållandeapparat. Små barn och äldre eller andra patienter som inte kan
kommunicera obehag medan de använder enheten kan
behöva extra övervakning. Patienter med nedsatt hörsel
och/eller syn kan behöva hjälp med tillsyn av larmen.

Åtgärdsöversikt för FreeStyles larm/lampindikatorer
Status

Larmsignal

Ljus

IndikationÅtgärdIndikator

Kortvarigt,
kontinuerligt,
vid starten(Grön) puls,
lyser hela tiden

FreeStyle-enhetenär påslagen

Du kan börja använda
FreeStyle-enheten.

Indikator

Nej(Grön) puls,
blinkar

FreeStyle-enheten
levererar syrgas
som pulsflöde.

Fortsätt att använda
FreeStyle-enheten som
vanligt.

Indikator

NejNivåindikator

Batterinivå.

Ladda enligt vad som
visas.

Indikator

Nej(Gult) fast sken

Service krävs.

Returnera enheten tillåterförsäljaren för
inspektion och/eller
service.

SV-30

MN131-1 F

FreeStyle™

Status

Larmsignal

Larm

SV

Ljus

Indikation

Oavbruten:
Pipsignal(Röd) larm,
lyser med fastsken

Enheten har inte känt
av någon andningunder enförutbestämd
tidsrymd.

Larm

Upprepat:
Pip, pip, pip…

25 % (Gul)
BATT,batteriindikator

Batteriets spänning är Anslut omedelbart
för låg för att driva
FreeStyle-enheten till
FreeStyle-enheten.
ett likströms- eller
växelströmsuttag.

Larm

Snabbtupprepat:
Pip, pip, pip…

(Röd) larm,
blinkarAndningsfrekvensen Minska aktiviteten ochöverskrider FreeStyle- byt sedan om så
enhetens kapacitet.
behövs till en annan
tillgänglig syrgaskälla.
Kontaktaåterförsäljaren.

Larm

Snabbtupprepat:
Pip, pip, pip…

(Röd) larm,
lyser med fastsken

En generell
Stäng av enheten.
funktionsstörning på Byt till en annan
FreeStyle-enheten har syrgaskälla och
uppstått.
kontaktaåterförsäljaren.

MN131-1 FÅtgärdKontrollera
kateterkopplingen.
Se till att du andas
genom näsan.
Kontaktaåterförsäljaren om
larmet fortsätter.

SV-31

SV

FreeStyle™

Rengöring, skötsel och lämpligt underhåll
Hölje
Stäng av FreeStyle-enheten och koppla bort nätsladden innan
höljet rengörs.

Använd inte vätska direkt på FreeStyle-enheten för att rengöra
den. Bland de kemikalierna som enligt plasttillverkaren är
olämpliga finns bland annat följande: alkohol och alkoholbaserade
produkter, koncentrerade klorbaserade produkter (etylenklorid) och
oljebaserade produkter (Pine-Sol, Lestoil). Dessa får INTE
användas för rengöring av FreeStyles plasthölje eftersom de kan
skada plasten.

Byt ut engångskatetern med jämna mellanrum efter normalt bruk.
Du kan beställa nya från återförsäljare.

Håll FreeStyle-enheten ren och fri från fukt och damm. Rengör
plasthöljet med jämna mellanrum genom att torka med en luddfri
trasa eller med ett milt rengöringsmedel och en fuktig trasa ellersvamp. Var särskilt noga med syrgasventilen till kateterkopplingenså att den förblir fri från damm, vatten och partiklar.

Följ tillverkarens samtliga anvisningar för att förhindra att AirSepgarantin upphävs.

SV-32

MN131-1 F

FreeStyle™

SV

FilterLuftintagsfilter
Minst en gång i veckan ska det nedre höljet på enhetens framsida avlägsnas och
luftintagsfiltret som sitter på höljets insida göras rent. Återförsäljaren kanske gerrådet att rengöra det oftare beroende på de specifika användningsförhållanden
som råder. Följ dessa anvisningar för att göra rent luftintagsfiltret ordentligt:
1.

Avlägsna filtret från luftintagsfilterhöljet och tvätta det med tvål och varmt
vatten.

2.

Skölj filtret noga och torka av det ordentligt med en mjuk, absorberande
handduk. Se till att filtret är torrt innan det sätts tillbaka.

3.

Sätt tillbaka det torra filtret.
Använd inte FreeStyle-enheten utan att luftintagsfiltret är på plats.
Om du har ett extra filter sätter du i ersättningsfiltret innan dutvättar det smutsiga filtret.

AirSep rekommenderar att denna utrustning inte steriliseras.

MN131-1 F

SV-33

SV

FreeStyle™

Bärväska
För att rengöra bärväskan och axelremmen borstar du bara av dem med varmtvållösning (doppa eller skölj inte väskan) och låter dem sedan lufttorka. Tvätta inte
väskan i maskin och torka den inte i torktumlare eller torkskåp.

Tvåfärgade indikatorn
Service krävs (gul)Larmtillstånd (röd)

Figur 25: Indikator för obligatorisk
inspektion/service

Larm/serviceindikator
När larm/serviceindikatorn tänds (gul) är det dags för besiktning/service av
FreeStyle-enheten, vilket utförs av återförsäljaren. När nödvändig service har
utförts och prestandan har verifierats av återförsäljaren återställs
larm/serviceindikatorn.

SV-34

MN131-1 F

FreeStyle™

SV

FreeStyle-tillbehör
För bästa prestanda och säkerhet ska endast nedanstående tillbehör från AirSep(tillhandahållna av återförsäljaren) användas. Om tillbehör som inte anges nedan
används kan det inverka på den bärbara FreeStyle-oxygenkoncentrators
prestanda och/eller säkerhet.
Beskrivning/artikelnummer
Följande ingår i Freestyles väskuppsättning:
inklusive:

MI320-1

Tillbehörsväska

MI283-1

Bärväska, FreeStyle

MI304-1

Axelrem, FreeStyle (Det är en del av MI283-1)

CD034-1

likströmssladd (860 mm/33 tum)

PW0221,2,
3 eller 4

Universalnätadapter för växelström och likström med
batteriladdare samt följande strömsladdar efter behov:
PW022-1 Universalnätadapter (1,2 m) med CD023-2 nätsladd 120 V (2,4m) och CD034-1 likströmssladd (860 mm)
PW022-2 Universalnätadapter (1,2 m) med CD017-2 europeisk nätsladd(2,5 m, 2 tum) och CD034-1 likströmssladd (860 mm)
PW022-3 Universalnätadapter (1,2 m) med CD025-1 australiensisk
strömsladd (2,6 m) och CD034-1 likströmssladd (860 mm)
PW022-4 Universalnätadapter (1,2 m) med CD017-4 brittisk strömsladd(2,5 m) och CD034-1 likströmssladd (860 mm)

MN131-1 F

SV-35

SV

FreeStyle™

Valfri AirBelt inkluderar följande:
BT017-1,2,
3 eller 4

AirBelt med nätadapter samt följande strömsladdar efter behov:
BT017-1

AirBelt med nätströmsadapter PW008-1 (BT017 förlängd
sladdlängd 1,2 m) med CD023-2 strömsladd 120 V växelström(2,4 m)

BT017-2

AirBelt med nätströmsadapter PW008-2 (BT017 förlängd
sladdlängd 1,2 m) med CD017-2 europeisk strömsladd 120 V
växelström (2,5 m)

BT017-3

AirBelt med nätströmsadapter PW008-3 (BT017 förlängd
sladdlängd 1,2 m) med CD025-1 australiensisk strömsladd 250V
växelström (2,6 m)

BT017-4

AirBelt med nätströmsadapter PW008-4 (BT017 förlängd
sladdlängd 1,2 m) med CD017-4 brittisk strömsladd 120 V
växelström (2,5 m)
Ytterligare eller andra tillval:

MI240-2
MI078-1

AirBelt-förlängare
AirBelt-förlängare, ny version med kardborrband

MI284-1

Alternativet axelsele gör att FreeStyles bärväska kan omvandlas
till en ryggsäck

FI144-1

Luftintagsfilter

Användning av andra kablar och adaptrar än de som har
specificerats, med undantag för de kablar och adaptrar som
säljs av den medicinska utrustningens tillverkare som
reservdelar till interna komponenter, kan resultera i ökadutstrålning eller minskad immunitet för FreeStyle.

SV-36

MN131-1 F

FreeStyle™

SV

Material i direkt eller indirekt kontakt med patienten
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Koncentratorhölje ...................................Valtra/ABS/polystyren
Koncentratorns kontrollpanel ...................Polyester EBG7 eller
motsvarande
Kontrollpanelens lucka ...........................Polykarbonat
Koncentratorns handtag .........................Polykarbonat
Gasuttag, munstycke ..............................Polykarbonat
Enhetens etikett ......................................Lexan
Spiralsladd...............................................Polyuretan
Sladdkontakter .......................................Polykarbonat/vinylklorid
Nätsladd ..................................................PVC, metall
Nätadapter...............................................Lexan 940 (Polykarbonat)
Batteri ......................................................Lexan 945
Batteriets och adapterns etiketter ............Polyesterfilm
Koncentratorns bärväska ........................100 % mikrofiber i polyester
med PVC-foder
Batteriväska, bälte och rem .....................1100 % mikrofiber i polyester
med PVC-foder

ReservsyreÅterförsäljaren kanske rekommenderar att du även har en reservsyrgas,
i händelse av att ett tekniskt fel eller strömavbrott uppstår.

Felsökning
FreeStyle är avsedd för användning i flera år utan problem.
Om den bärbara FreeStyle-oxygenkoncentratorn inte fungerar som den ska, senedanstående tabell för möjliga orsaker och lösningar och kontakta återförsäljaren
vid behov.

Utför inget underhåll utöver de tänkbara lösningar som tas upp
nedan.

MN131-1 F

SV-37

SV

FreeStyle™

Problem

Trolig orsakÅtgärdFreeStyle-enheten
fungerar inte när enpulsflödesväljarknapphålls nedtryckt.

Batteriet är urladdat.

Anslut enheten till ett
likströms- eller
växelströmsuttag.

Funktionsstörning.

Kontakta återförsäljaren
och byt om nödvändigt
till en annansyrgaskälla.
En kontinuerlig
larmsignal ljuder och(den röda) larmlampan
lyser med fast sken.

FreeStyle har inte
registrerat något andetag
på 15 sekunder.

Kontrollera
kateterkopplingen.
Se till att
kateterslangarna inte är
vikta eller klämda.
Kontrollera att katetern
sitter på plats och att duandas genom näsan.
För andning genom
munnen kan läkaren vid
behov rekommendera
en hakrem.

Återkommande
larmtillstånd och (dengula) lampan BATT
blinkar.

Batteriet behöver laddas.

Anslut till ett likströmseller växelströmsuttag
inom 2 minuter eller till
AirBelt (tillval).

Snabbt larmtillstånd
och (den gula) BATTlampan blinkar.
FreeStyle stängs av.

Batteriets spänning är för
låg för att driva
FreeStyle-enheten.

Anslut enheten till ett
likströms- eller
växelströmsuttag
omedelbart.

SV-38

MN131-1 F

FreeStyle™

SV

Problem

Trolig orsakÅtgärdÅterkommande
larmtillstånd och (denröda) BATT-lampan
blinkar.

Andningsfrekvensen haröverskridit FreeStyleenhetens kapacitet.

Minska aktiviteten och
starta om enheten för
att återställa den. Om
nödvändigt och omsådan finns, byt till enannan syrgaskälla och
kontaktaåterförsäljaren.

Återkommande
larmtillstånd och (denröda) lampan blinkar.

Ett allmänt tekniskt fel
har uppstått.

Byt till en annansyrgaskälla, om möjligt,
och kontaktaåterförsäljaren.

Enheten startar inte
med batteridrift.

Enheten kan vara för
varm eller för kall om den
lämnats utomhus,
exempelvis i bilen.

Låt enheten nå normal
driftstemperatur, vilket
kan ta flera minuter om
den utsatts för extrema
temperaturer. Anslut
vid behov tillfälligt
enheten till ett uttag
med hjälp av
universalnätadapternför att återställa det
inbyggda batteriet.

Fördröjd laddning av
det inbyggda batteriet.

Det inbyggda batterietöverskrider
laddningstemperaturen.

Enheten kan användas,
men laddningen kanske
inte återupptas förrän
batteriets temperatur
har sjunkit. (Seanmärkningarna påsidan 9.)

MN131-1 F

SV-39

SV

FreeStyle™

Problem

Trolig orsakÅtgärdEnheten larmar när den
är ansluten till
likströmsuttaget i bilen.

Ingen ström till enhetenom batteriet är urladdat
och likströmsuttaget inte
laddar.

Koppla bort
universalnätadapternfrån bilens uttag, starta
bilen igen och anslut
nätadaptern till bilens
likströmsuttag igen för
att återställa
nätadaptern.

Övriga problem.

SV-40

Byt till en annansyrgaskälla, om möjligt,
och kontaktaåterförsäljaren.

MN131-1 F

FreeStyle™

SV

Specifikationer för FreeStyle
Syrgaskoncentration*

Pulsinställning 1-3, motsvarar ett kontinuerligt flöde av
90 % syrgas +5,5/-3 %Flödesinställningar: 1, 2 & 3 l/min (motsvarar
kontinuerligt flöde)
Inställning 1 till 3 ±10 %Mått:21,8 cm hög x 15,5 cm bred x 9,1 cm djup)

Vikt:2,00 kg, 0,8 kg för AirBelt (tillval)

Ström:

Universalnätadapter(100-240 VAC 1,75A Max 50/60Hz)(11-16 VDC 8,0 A Max)

Batteritid(laddningsbart
litiumbatteri)

3 l/min. – 2 timmar, 2 l/min. – 2,5 timmar, 1 l/min. –3,5 timmar
AirBelt (tillval) i kombination med det inbyggda
batteriet:
3 l/min. – 5 timmar, 2 l/min. – 6 timmar, 1 l/min. –10 timmar

Batteriladdningstid:

3,5 timmar, AirBelt (tillval): 3 timmar

Uppvärmningstid

2 minuter

Batteriets livstid:

Cirka 300 cykler, därefter 80 % kapacitet eller mindre

Ljudlarm och
pulsvisuellaindikatorer:

Start – larm och lampa (GRÖN lampa)
Pulsflöde – lampa (GRÖN lampa)
Batteristatus– batterinivå (GRÖN lampa)
Urkopplad kateter – larm och lampa (RÖD lampa)
Systemets maximinivå – larm och lampor (RÖDA
varnings- och larmlampor)
Högt och lågt tryck – larm och lampa (RÖD)
Service krävs: lampa (GUL)

Ljud:

38 dBA vid inställning 1: 41 dBA vid inställning 2: 44
dBA vid inställning 3**Temperaturintervall:

Drifttemperatur:
5 °C till 40 °C
Upp till 95 % relativ luftfuktighet(icke-kondenserande)
Förvaringstemperatur:-20 °C till 60 °C**Maximal
driftsaltitud:

upp till 3 657,6 m (483 mmHg) Högre altituder kan
inverka på funktionen* Baserat på ett atmosfäriskt tryck på 101 kPa vid 21 °C.
**Drift utanför dessa driftsspecifikationer kan begränsa koncentratorns förmåga att uppfylla
specifikationerna för oxygenkoncentration vid högre literflöden.

MN131-1 F

SV-41

SV

FreeStyle™

”Specifikationer, forts.”
Medicinsk utrustning kräver särskilda försiktighetsåtgärder när det gäller
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och måste installeras och användas enligt
den EMC-information som ges i detta avsnitt.
Vägledning och förklaring från tillverkaren ± elektromagnetisk immunitet
FreeStyle är avsedd att användas i nedan specificerad elektromagnetisk miljö. Kunden eller användaren av FreeStylebör säkerställa att den används i en sådan miljö.

IMMUNITETStest

IEC 60601-testnivå

Överensstämmelsenivå

Elektrostatisk
urladdning (ESD)± 6 kV kontakt± 6 kV kontakt

IEC 61000-4-2± 8 kV luft

± 8 kV luft

Snabba elektriska
transienter/skurar± 2 kV för
nätströmsledningar± 2 kV för
nätströmsledningar

IEC 61000-4-4± 1 kV föringående/utgående
ledningar

Inte tillämpligt

Strömsprång

± 1 kV ledning till
ledning± 1 kV ledning till ledning

IEC 61000-4-5± 2 kV ledning till jord

± 2 kV ledning till jord

Spänningsfall,korta avbrott och
spänningsvariationer
i nätanslutningen.

<5 % UT(>95 % fall i UT)
under 0,5 cykel<5 % UT(>95 % fall i UT)
under 0,5 cykel

40 % UT(60 % fall i UT)
under 5 cykler

40 % UT(60 % fall i UT)
under 5 cykler

70 % UT(>30 % fall i UT)
under 25 cykler

70 % UT(30 % fall i UT)
under 25 cykler<5 % UT(>95 % fall i UT)
under 5 s

<5 % UT(>95 % fall i UT)
under 5 s

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-11

Nätfrekvensens
magnetiska fält
IEC 61000-4-8

Elektromagnetisk
miljövägledning ±Golv bör vara av trä, betong eller
kakelplattor. Om golven har täckts
med ett syntetiskt material ska den
relativa fuktigheten vara minst 30 %.
Kvaliteten på nätanslutningen bör
vara av typisk kommersiell eller
sjukhusmiljöstandard.

Kvaliteten på nätanslutningen bör
vara av typisk kommersiell eller
sjukhusmiljöstandard.
Kvaliteten på nätanslutningen bör
vara av typisk kommersiell eller
sjukhusmiljöstandard. Om
användaren av FreeStyle kräver
oavbruten drift under strömavbrottrekommenderar vi att FreeStyle
drivs med en avbrottsfri strömkälla
eller ett batteri.

Nätfrekvensens magnetiska fält bör
ligga på nivåer som kännetecknar
typiska platser i typisk kommersielleller sjukhusmiljö.

OBS! UT är växelströmnätets spänning före tillämpning av testnivån.

SV-42

MN131-1 F

FreeStyle™

SV

Vägledning och förklaring från tillverkaren ± elektromagnetisk immunitet
FreeStyle är avsedd att användas i nedan specificerad elektromagnetisk miljö. Kunden eller användaren av
FreeStyle bör säkerställa att den används i en sådan elektromagnetisk miljö.

IMMUNITETStest

IEC 60601
TESTNIVÅ

Överensstämmelsenivå

Ledningsbunden
RF IEC 61000-4-6

3 Vrm
150 kHz till
80 MHz

3 Vrm

Utstrålad RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz till
2,5 GHz

3 V/mElektromagnetisk miljövägledning ±Bärbar och flyttbar RF-kommunikationsutrustning
ska inte användas närmare någon del av
FreeStyle, inklusive dess kablar, än det
rekommenderade separationsavståndet beräknat
enligt den ekvation som gäller för sändarens
frekvens.
Rekommenderat separationsavstånd
D= 1,2 x √P
D= 1,2 x √P från 80 MHz till 800 MHz
D= 2,3 x √P från 800 MHz till 2,5 GHz
där P är sändarens nominella maximala uteffekt
i watt (W) enligt sändarens tillverkare och d är det
rekommenderade separationsavståndet i meter(m).
Fältstyrkor från fasta RF-sändare, enligt värden
fastställda vid en elektromagnetisk
platsundersökning, ska vara mindre änöverensstämmelsenivån i varje frekvensintervall.b
Störningar kan uppkomma i närheten av
utrustning som är märkt med följande symbol:

ANM 1 Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensintervallet.
ANM 2 Det är inte säkert att dessa riktlinjer kan tillämpas i alla situationer. Den elektromagnetiska utbredningenpåverkas av absorption och reflektion av omgivande byggnader, objekt och människor.
a)b)Fältstyrkor från fasta sändare, t.ex. basstationer för radiotelefoner (mobiltelefoner/trådlösa telefoner) och
landmobilradio, amatörradio-, AM- och FM-radiosändningar och TV-sändningar, kan inte förutsägas teoretiskt
med exakthet. En elektromagnetisk fältundersökning bör övervägas för att bedöma den elektromagnetiska
miljön orsakad av fasta RF-sändare. Om den uppmätta fältstyrkan där FreeStyle används överstiger
ovanstående tillämpliga RF-överstämmelsenivå, ska du kontrollera att FreeStyle fungerar normalt. Om
onormal funktion observeras, kan det bli nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder genom att t.ex. vrida eller
flytta FreeStyle.
Fältstyrkorna ska vara lägre än 3 V/m inom frekvensintervallet 150 kHz till 80 MHz.

MN131-1 F

SV-43

SV

FreeStyle™

Rekommenderat separationsavstånd mellan bärbar och flyttbar
RF-kommunikationsutrustning och FreeStyleFreeStyle är avsedd för användning i elektromagnetisk miljö där störningar från utstrålad RF är kontrollerade.
Kunden eller användaren av FreeStyle kan bidra till att förhindra elektromagnetisk interferens genom att upprätthålla
ett minimiavstånd mellan bärbar och mobil utrustning (sändare) för RF-kommunikation och FreeStyle enligt
rekommendationerna nedan, i enlighet med den maximala uteffekten för kommunikationsutrustningen.

Sändarens
nominellamaximala uteffekt
W

Separationsavstånd enligt sändarens frekvens(m)från 150kHz till
80MHz
d= 1,2 x √Pfrån 80 kHz till
800 MHzd= 1,2 x √Pfrån 800MHz till
2,5GHzd= 2,3 x √P

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

För sändare med maximal nominell uteffekt som inte finns med i listan ovan kan en uppskattning av det
rekommenderade separationsavståndet d i meter (m) göras med ekvationen som gäller för sändarens frekvens,
där P är sändarens maximala nominella uteffekt i watt (W) enligt tillverkaren av sändaren.
ANM 1 Vid 80 MHz och 800 MHz gäller avståndet för det högre frekvensintervallet.
ANM 2 Det är inte säkert att dessa riktlinjer kan tillämpas i alla situationer. Den elektromagnetiska utbredningenpåverkas av absorption och reflektion av omgivande byggnader, objekt och människor.

Vägledning och förklaring från tillverkaren – elektromagnetisk emission
FreeStyle är avsedd att användas i nedan specificerad elektromagnetisk miljö. Kunden eller användaren av
FreeStyle bör säkerställa att den används i en sådan miljö.

EmissionstestÖverensstämmelse

RF-emissioner
CISPR 11

Grupp 1

RF-emissioner
CISPR 11

Klass B

Harmoniska utsläpp
IEC 61000-3-2

Klass A

Spänningsfluktuationer/
flimmeremissioner
IEC 61000-3-3Överensstämmer

SV-44

Elektromagnetisk miljövägledning
FreeStyle använder RF-energi endast för intern
funktion. Därför är RF-strålningen mycket låg och det
är osannolikt att den orsakar störningar på elektronisk
utrustning i närheten.

Freestyle är lämpligt för användning i alla inrättningar,
inklusive hemmiljöer och sådana inrättningar som ärdirekt anslutna till det offentliga lågspänningsnätet
som förser bostadshus med ström.

MN131-1 F

FreeStyle™

SV

Klassificering
Typ av skydd mot elektriska stötar:Klass II Skydd mot elektriska stötar erhålls genom dubbel isolering.
Grad av skydd mot elektrisk stöt:
Typ BF Utrustningen tillhandahåller en specifik skyddsnivå mot
elektriska stötar i fråga om1) tillåten läckström,
2) tillförlitligheten hos skyddsjordad anslutning(om sådan finns).
Ej ämnad för direkt hjärtapplicering.
Oberoende testning av standarden för elektromedicinsk utrustning:
Testad i enlighet med
IEC 60601-1 Allmänna säkerhetskrav.
CAN/CSA C22.2 Nr. 60601-1-08 M90 Medicinsk elektrisk
utrustning – Del 1: Allmänna
säkerhetskrav
Skydd mot elektromagnetiska eller andra störningar mellan utrustningen ochövrig apparatur.
Testad i enlighet med EN60601-1-2 (EMC).
Testad i enlighet med RTCA/DO160 Avsnitt 21 Kategori M.
CISPR 11/EN 55011 klass B, grupp 1, Utrustning för
industriellt, vetenskapligt och medicinskt bruk
FCC del 15, underavsnitt B – klass B, oavsiktliga radiatorerTillåten rengöringsmetod och infektionskontroll:
Se avsnittet ”Rengöring, skötsel och lämpligt underhåll”i denna bruksanvisning för FreeStyle.
Säkerhetsnivå för användning av utrustning i närheten av lättantändliga
anestesigaser:
Utrustningen lämpar sig inte för sådan användning.
Driftsläge:
Kontinuerlig drift.

MN131-1 F

SV-45

SV

FreeStyle™

Garanti
AirSep Corporation garanterar att delarna till FreeStyle oxygenkoncentrator
kommer att vara felfria i tre år (enligt specifikation på den ursprungliga fakturan)från och med leveransdatum till den ursprunglige köparen vid normal användningoch drift. Batteriet har ett års garanti. AirSep Corporations förpliktelser underdenna garanti begränsas till reparation eller utbyte av sådan artikel i utrustningen(eller del därav) som visar sig vara felaktig, eller om AirSep Corporation så väljer,återbetalning av köpeskillingen för sådan felaktig artikel i utrustningen.
Varje artikel i utrustningen för vilken en reklamation har godkänts ska, på AirSep
Corporations begäran, skickas tillbaka med förbetald frakt tillsammans med
inköpsbevis till AirSep-fabriken på köparens bekostnad. Köparen är ansvarig för
kostnaderna för returfrakten. Reservdelar ska garanteras som fastslagits ovan för
den del av den ursprungliga treåriga reservdelsgarantin som inte har gått ut (enligt
specifikation på den ursprungliga fakturan). Denna garanti gäller inte artikel ellerdel som utsatts för felaktigt bruk, olycka, felaktigt underhåll eller användning eller
reparerats eller ändrats utanför AirSeps fabrik utan uttryckligt tillstånd från AirSep
Corporation.
OVANSTÅENDE GARANTI GÄLLER I STÄLLET FÖR ALLA ANDRAGARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIN OM
SÄLJBARHET ELLER GARANTIN OM LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT
ÄNDAMÅL. DET ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRSTÅTT ATT KÖPARENS ENDA
GOTTGÖRELSE FÖR FELAKTIGA DELAR BEGRÄNSAS TILL HÄVDANDE AV
AIRSEP CORPORATIONS SKYLDIGHET SOM FRAMHÅLLITS OVAN, OCH
AIRSEP CORPORATION SKA INTE GÖRAS ERSÄTTNINGSSKYLDIGTGENTEMOT KÖPAREN ELLER ANDRA FÖR FÖRLORAD ANVÄNDNING AV
UTRUSTNING ELLER FÖR ANDRA INDIREKTA OCH OFÖRUTSEDDASKADOR ELLER FÖLJDSKADOR.
Europarepresentant:
Medical Product Services GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany

E-post: info@mps-gmbh.eu

SV-46

MN131-1 F

FreeStyle™

DA

BRUG IKKE DETTE UDSTYR, FØR DU HAR LÆST OG
FORSTÅET DENNE VEJLEDNING. HVIS DU IKKE FORSTÅRADVARSLERNE OG ANVISNINGERNE, SKAL DU KONTAKTEUDSTYRETS LEVERANDØR, FØR DU FORSØGER AT BRUGEUDSTYRET. ELLERS KAN DET RESULTERE I SKADE PÅPERSONER ELLER UDSTYR.
Rygning under brug af ilt er hovedårsagen til brandskader
og deraf følgende dødsfald. Du skal følge dissesikkerhedsanvisninger:
Tillad ikke rygning, stearinlys eller åben ild i samme lokale som
apparatet eller inden for 1,5 m fra det iltbærende tilbehør.
Rygning under brug af en iltbrille kan give ansigtsforbrændinger
og muligvis føre til dødsfald.
Hvis iltbrillen fjernes og placeres på sengetøj, sofaer eller andetstofmateriale, og en cigaret, en varmekilde eller en flamme kommeri nærheden af iltbrillen, vil dette resultere i en voldsom brand.
Hvis du ryger, kan disse tre trin redde dit liv:
Sluk for iltkoncentratoren, tag iltbrillen af, og forlad det lokale,
hvor apparatet er placeret.

Mærkater med "Rygning forbudt – ilt anvendes" placeres
synlige steder i hjemmet eller de steder, hvor
iltkoncentratoren anvendes. Patienter og deres plejere skal
oplyses om farerne ved at ryge i nærheden eller under brug af
medicinsk ilt.

DA

FreeStyle™

INDHOLD
AirSep® FreeStyle™ transportabel
iltkoncentrator
AirSeps FreeStyle™ transportabel iltkoncentrator
SymbolerGrunden til, at din læge har ordineret ilt
Hvad er den transportable iltkoncentrator FreeStyle?
Brugerprofil
FreeStyle til flyrejser – godkendt af FAA
Vigtige sikkerhedsregler
Vigtige sikkerhedsregler for AirBelt (ekstraudstyr)Kom godt i gang med din transportable
FreeStyle-iltkoncentrator
Batteriopladning
Iltbrille
Enhedskomponenter til FreeStyle
Betjeningsvejledning
Strømforsyninger
FreeStyle™ universal-AC/DC-strømforsyning(betjeningsvejledning)
FiltreIndstilling af flowvælger
Alarmer og advarselslamperSådan skal du reagere på FreeStyles alarmer
og advarselslamper
Rengøring, pasning og korrekt vedligeholdelse
KabinetFilterBæretaske
Alarmer/indikatorer for service
Tilbehør til FreeStyle
Materialer i direkte eller indirekte kontakt med patienten
Reserveiltforsyning
Problemløsning
Specifikationer for FreeStyle
KlassifikationBegrænset garanti

DA1
DA1-2
DA2-3
DA3
DA4
DA4
DA5-10DA11
DA12-14DA14-16
DA16-17DA17-18
DA19-20
DA20-21DA21-26
DA27
DA28-29
DA29-30
DA31
DA32-34
DA32
DA33
DA34
DA34
DA35-36DA37
DA37
DA37-39
DA40-43DA44
DA45FreeStyle™

DA

AirSeps FreeStyle™ transportabel iltkoncentrator
Denne patientvejledning vil gøre dig fortrolig med AirSeps transportable
iltkoncentrator FreeStyle™. Sørg for at læse og forstå alle de oplysninger, derfindes i denne håndbog, inden du tager FreeStyle-enheden i brug. Har duspørgsmål, hjælper leverandøren af udstyret gerne.

Symboler
Symboler anvendes hyppigt på udstyr og/eller i vejledningen i stedet for tekst forat mindske risikoen for misforståelser pga. sprogforskelle. Symboler er ofte ogsålettere at forstå på begrænset plads.
Nedenstående tabel er en liste over de symboler og definitioner, der anvendes på
den transportable FreeStyle iltkoncentrator.
Symbol

MN131-1 F

Beskrivelse

Symbol

Beskrivelse

Advarsel –Beskriver en farlig
eller usikker
praksis, der kan
resultere i alvorlig
personskade,dødsfald ellertingskade

Klasse II-udstyr,dobbeltisoleret

Forsigtig –Beskriver en farlig
eller usikker
praksis, der kan
resultere i mindrepersonskade ellertingskadeI overensstemmelse
med EU-direktiv
93/42/EØF udarbejdet
af den godkendteorganisation nr. 0459

Bemærk – Giver
oplysninger, der ervigtige nok til atunderstrege eller
gentage.

Se betjeningsvejledningen

Se de medfølgende
dokumenter.

Hold enheden og
tilbehøret tørt

DA-1

DA

FreeStyle™

RTCA/DO-160 Section
21
Category M Compliant

Anvend ikke olieeller fedt

Korrekt bortskaffelse
af elektrisk og
elektronisk udstyrpåkrævet

Rygning forbudt

Må ikke adskilles

Type af BF-udstyr

Se betjeningsvejledningen

Overholder RTCA
DO160 Section 21
Category M. Kravi FAA SFAR 106

Sikkerhedsagentur for
CAN/CSA C22.2
nr. 60601 M90 for
elektromedicinsk
udstyr.

Denne side op

Sikkerhedsagentur
for CAN/CSA C22.2
nr. 601.1 M90 for
elektromedicinsk
udstyr.

Skrøbelig –håndteres med
forsigtighed

Transportabel
iltkoncentrator
godkendt af FAA
Må ikke udsættes
for åben ild

Grunden til, at din læge har ordineret ilt
Mange mennesker lider af en række forskellige hjerte-, lunge- og andre
luftvejssygdomme. Et væsentligt antal af disse patienter kan have fordel af
supplerende iltbehandling i hjemmet, på rejser eller ved deltagelse i daglige
aktiviteter uden for hjemmet.
Ilt er en luftart, som udgør op til 21 % af den indendørsluft, vi indånder. Kroppen
er afhængig af en konstant iltforsyning for at kunne fungere ordentligt. Din lægehar ordineret et flow eller en indstilling, der passer til netop dine luftvejes tilstand.
DA-2

MN131-1 F

FreeStyle™

DA

Selvom ilt ikke er et vanedannende medikament, kan iltbehandling, der ikke er
godkendt, være farlig. Du skal rådføre dig med en læge, inden du anvender denne
iltkoncentrator. Den leverandør, der leverer dit iltudstyr, vil vise dig, hvordan duskal indstille ilt-flowet til den ordinerede hastighed.
Den transportable iltkoncentrator FreeStyle kan anvendes undersøvn, hvis dette anbefales af en læge.

Det er meget vigtigt at vælge det ordinerede niveau for
ilt-flowet. Forøg eller formindsk ikke iltflowet, uden at dette er
aftalt med lægen.

Hvad er den transportable iltkoncentrator FreeStyle?
Iltkoncentratorer blev introduceret midt i 1970'erne og har udviklet sig til at væreden mest bekvemme, pålidelige kilde til iltsupplement i dag. Iltkoncentratorer er demest driftsøkonomiske, effektive og sikre alternativer til højtryksiltflasker eller
flydende ilt. En iltkoncentrator producerer al den ilt, du har brug for, uden
anvendelse af flasker eller cylindre.
Den luft, vi indånder, indeholder ca. 21 % ilt, 78 % kvælstof og 1 % andre luftarter.
I FreeStyle-enheden passerer luften i rummet gennem et regenerativt, adsorberendemateriale, der kaldes for en "molekylær si". Dette materiale udskiller ilten frakvælstoffet. Resultatet er en strøm af meget ren ilt, der leveres til patienten.
FreeStyle kombinerer avanceret iltkoncentratorteknologi med iltbevarende
teknologi i en af verdens mindste og letteste transportable iltkoncentratorer, som
kun vejer 2 kg. FreeStyle producerer effektivt sin egen ilt og leverer den hurtigt
som et ilttilskud helt i starten af din indånding, når du trækker vejret. Hervedundgås spildet i forbindelse med en iltenhed med kontinuerligt flow, der leverer ilt,
når du ånder ud. Dette pulserende ilttilskud svarer til et kontinuerligt flow. FreeStyleleverer et iltflow, der svarer til op til 3 lpm (liter pr. minut), i en letvægtsløsning, dernemt kan bæres og bruges uden for hjemmet.
FreeStyle kan drives af fire forskellige strømkilder. (Se afsnittet Strømforsyningi denne vejledning).

MN131-1 F

DA-3

DA

FreeStyle™

Brugerprofil:
AirSeps koncentratorer er beregnet til at levere supplerende ilt til brugere med
sygdomme, der påvirker lungernes kapacitet til at overføre ilt fra luften til
blodstrømmen. Med en transportabel iltkoncentrator får brugeren en
iltkoncentrator, der ikke kræver ekstern ilt, og som er mere bekvem at anvende
end et apparat med ilttilførsel (O2-flaske). Derved bliver brugeren mere uafhængig
i og uden for hjemmet i forhold til mobilitet og generel livsstil. Iltkoncentratorer skal
ordineres af lægen og må ikke anvendes som respirator.
Selvom iltbehandling kan ordineres til patienter i alle aldre, er den typiske patient,der modtager iltbehandling, over 65 år og lider af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom(KOL). Patienterne har typisk gode kognitive evner og kan give udtryk for ubehag.
Hvis brugeren ikke kan give udtryk for ubehag eller ikke kan læse og forstå
mærkaterne på koncentratoren og i betjeningsvejledningen, bør apparatet kun
bruges under opsyn af en person, der kan. Hvis patienten føler ubehag under brugaf koncentratoren, bør vedkommende kontakte sin læge. Patienterne bør ogsåhave adgang til en reserveforsyning af ilt (dvs. iltflaske) i tilfælde af strømsvigt eller
fejl i koncentratoren. Brugeren skal ikke have særlige kompetencer eller evner forat bruge koncentratoren.

FreeStyle til flyrejser – godkendt af FAA
FreeStyle blev ved en ændring af SFAR 106 i 2006 godkendt af FAA (deamerikanske luftfartsmyndigheder) til brug om bord under flyvningen af iltpatienter,
der flyver med kommercielle luftfartsselskaber.
Den 13. maj 2009 bestemte de amerikanske myndigheder (Department ofTransporation (DOT)/FAA) endvidere, at passagerer skal have lov til at anvende
FAA-godkendte iltkoncentratorer om bord og under flyvningen på amerikanske
luftfartsselskabers flyafgange og internationale flyafgange fra og til USA, hvis det
er lægeligt begrundet. Kontakt det luftfartsselskab, du benytter, for opdaterede
oplysninger om deres specifikke regler for transportable iltkoncentratorer.

DA-4

MN131-1 F

FreeStyle™

DA---- [Læs afsnittet med vigtige sikkerhedsregler, før udstyret tages i brug.] ----

Vigtige sikkerhedsregler
Gennemgå omhyggeligt nedenstående vigtige sikkerhedsinformationer
vedrørende den transportable iltkoncentrator FreeStyle, så du er fortrolig med
oplysningerne.
Dette apparat leverer højkoncentreret ilt, hvilket fremmer hurtig
forbrænding. Tillad ikke rygning eller brug af åben ild i samme
lokale som (1) dette apparat og (2) enhver type af iltbærendetilbehør. Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det
resultere i alvorlig brand, tingskade og/eller personskade eller
dødsfald.

Hvis du føler dig utilpas eller er ude for en medicinsk
nødsituation, skal du straks søge læge.

Må ikke opvarmes til mere end 60 °C

Denne enhed må ikke anvendes som respirator. Der kanvære behov for yderligere overvågning af patienter med
aldersbetingede sygdomme, børn eller andre patienter, derikke er i stand til at give udtryk for ubehag. Patienter med
høre- og/eller synsnedsættelse skal have assistance til
overvågning af alarmer.
Anvend ikke olie, fedt, oliebaserede eller andre brændbare
produkter på det iltbærende tilbehør eller FreeStyle-enheden.
Der må kun anvendes vandbaserede cremer eller salver, derkan bruges sammen med ilt. Ilt accelererer forbrænding af
brændbare stoffer.

MN131-1 F

DA-5

DA

FreeStyle™

Forkert brug af FreeStyle-batteriet kan få batteriet til at blive
varmt eller antænde og kan forårsage alvorlig personskade.
Sørg for ikke at gennembore, slå, træde på eller tabe batteriet
eller på anden måde udsætte batteriet for hårde slag eller
stød.
Ved udendørs anvendelse af FreeStyle med universal-AC/DCstrømforsyning må strømforsyningen kun sættes i en
stikkontakt, der er beskyttet med et HFI-relæ.
Brug af andre kabler og adaptere end de angivne kan resulterei øget forureningsudslip eller forringe FreeStyle-enhedens
modstandsdygtighed, hvis der ikke er tale om kabler og
adaptere, der sælges af producenten af det elektromedicinske
udstyr som reservedele til interne komponenter.

Udstyret må ikke modificeres.

FreeStyle må ikke anvendes ved siden af eller stablet oven på
andet udstyr. Hvis sådan anvendelse ikke kan undgås, skal
apparatet overvåges, for at sikre at det fungerer normalt.
Fare for elektrisk stød. Afbryd el-ledningen fra stikkontakten,
inden du rengør enheden for at undgå uheld med elektrisk
stød. Kun leverandøren af udstyret eller en godkendt
servicetekniker må fjerne enhedens afskærmninger eller
servicere enheden.
Sørg for, at FreeStyle-enheden ikke bliver våd, og at der ikke
kommer vand ind i enheden. Det kan få enheden til at fungere
forkert eller lukke ned.

Ifølge national lovgivning i USA må apparatet kun sælges eller
udlejes efter henvisning fra læge eller andet autoriseret
sundhedspersonale.

DA-6

MN131-1 F

FreeStyle™

DA

Ved en alarm, eller hvis du bemærker, at FreeStyle ikke
fungerer korrekt, skal du gennemgå afsnittet Problemløsning idenne vejledning. Hvis du ikke kan løse problemet, skal du
henvende dig til leverandøren af udstyret.

Den transportable iltkoncentrator FreeStyle kan anvendes
under søvn, hvis dette anbefales af en læge.

Hvis FreeStyle-enheden anvendes uden for dens normale
driftstemperatur, kan det påvirke ydeevnen og reducere
batteriets driftstid og/eller øge batteriets opladningstid. (Seafsnittet Specifikationer i denne vejledning.)
Luftindtaget eller luftudtagene må ikke blive blokeret. Det kan
få FreeStyle-enheden til at blive overophedet og påvirke
ydeevnen.
Enheden må ikke betjenes i en beholder med begrænset plads(dvs. en lille kasse eller håndtaske), hvor ventilationen kanvære begrænset. Det kan få FreeStyle-enheden til at blive
overophedet og påvirke ydeevnen.
Ved brug af FreeStyle i en bil, på en båd eller med andrejævnstrømkilder skal det sikres, at motoren, der leverer DCstrømforsyningen, er startet og i funktion, inden FreeStyleenheden tilsluttes. Hvis universal-AC/DC-strømforsyningenikke lyser og kræver nulstilling, skal strømforsyningen kobles
fra DC-udtaget. Start motoren igen, og tilslut igenstrømforsyningen til DC-udtaget. Hvis disse anvisninger ikke
følges, kan det resultere i, at strømforsyningen ikke forsyner
FreeStyle med strøm.

MN131-1 F

DA-7

DA

FreeStyle™

Hvis motoren i bilen, hvor du bruger FreeStyle-enheden, er
slukket, skal du frakoble enheden og tage den med dig ud afbilen. FreeStyle må ikke opbevares i en meget varm bil eller
i andre lignende miljøer med høj eller lav temperatur. Hvis
FreeStyle anvendes eller opbevares uden for det normale
temperaturområde, kan det påvirke ydeevnen. (Se afsnittet
Specifikationer i denne vejledning.)
Hvis FreeStyle har været opbevaret i længere tid uden for dens
normale driftstemperaturområde, skal enheden opnå normal
driftstemperatur, inden den tændes. (Se afsnittet Specifikationer
i denne vejledning.)
Det er meget vigtigt at vælge det ordinerede iltniveau. Foretag
kun ændring af flowindstillingen (pulseringen), hvis lægen
anbefaler det

Udskift engangsiltbrillen i henhold til producentens eller
leverandørens anbefalinger. Udskiftningsdele kan bestilles hos
udstyrsleverandøren.

Anbring ikke koncentratoren, så det er vanskeligt at komme til
ledningen.

Koncentratoren bør anbringes, så forurenende stoffer eller røgundgås.

Anbring ikke koncentratoren, så det er vanskeligt at komme til
ledningen.

Bærbart og mobilt udstyr, der kommunikerer via radiobølger
(RF), kan påvirke elektromedicinsk udstyr.

DA-8

MN131-1 F

FreeStyle™

DA

Slangen til iltbrillen skal være af en type, der ikke kan kommeknæk på, og skal i alt kunne række op til maksimalt 7,6 m.

Sørg for, at iltbrillen sidder helt inde, og at den sidder fast. Det
sikrer, at FreeStyle kan registrere indåndingen korrekt og levere
ilt.
Hvis du opbevarer FreeStyle over længere tid ved høje
temperaturer eller med et fuldt opladet eller et helt afladet
batteri, kan det forringe batteriets samlede levetid.
Der kan gå flere minutter, inden opladningsforløbet starter, nårapparatet tilsluttes strømmen, afhængigt af temperaturen på
FreeStyle-batteriet. Dette er normalt, og formålet er sikker
opladning.
FreeStyle-batteriet behøver ikke være helt afladet, før det
genoplades. Det anbefales, at FreeStyle-batteriet oplades efter
hver brug.
Der kan gå flere minutter efter tilslutning til strømforsyning,
inden opladningen starter, afhængigt af batteriets indvendige
driftstemperatur. Dette er normalt, og formålet er sikker
opladning. Dette sker oftest, når batteriet er blevet helt afladet.
Når enheden er tilsluttet AC- eller DC-strømforsyning, oplades
batteriet, indtil det når fuld kapacitet, uanset om enheden kører
eller er slukket.
Hvis det interne batteri aflades helt, og FreeStyle-enheden
slukkes, kan den ikke startes igen med AirBelt. Hvis det sker,
skal du slutte FreeStyle til universal-AC/DC-strømforsyningen ien kort periode for at oplade det interne batteri tilstrækkeligt til atstarte enheden. AirBelt kan derefter tilsluttes for at få yderligere
driftstid.

MN131-1 F

DA-9

DA

FreeStyle™

Hvis strømforsyningen til FreeStyle forbliver tilsluttet, nårbatteriet er fuldt opladet, vil de fire lysdioder slukke efter ca. 1
time.
Det kan være nødvendigt at starte med at tilslutte universalAC/DC-strømforsyningen til FreeStyle-enheden, inden enhedenskal køre på batteristrøm første gang. Leverandøren har
muligvis allerede gjort det for dig.

Brug kun AirSeps varenr. FI144-1 som luftindtagsfilter til denne
enhed.

Brug ikke FreeStyle, uden at luftindtagsfiltret er på plads. Hvis
der er medleveret et ekstra filter, skal du isætte dette"erstatningsfilter", inden du rengør det snavsede filter.

AirSep anbefaler ikke sterilisering af dette udstyr.

Forsøg ikke selv at udføre anden vedligeholdelse end de mulige
løsninger, der er angivet i denne vejledning.

Det genopladelige litium-ion-batteri, der anvendes i FreeStyleenheden, behøver ikke være helt afladet, før det genoplades.
Det anbefales, at batteriet oplades efter hver brug uanset
batterikapaciteten.
Batteriet oplades, både når enheden er slukket, og nårenheden kører på universal-AC/DC-strømforsyningen.
Litiumbatterier kan permanent miste kapacitet, hvis deudsættes for ekstremt høje temperaturer, når de er helt
opladede eller afladede. Ved langvarig opbevaring anbefalesdet, at batteriet oplades til 25 til 50 % og opbevares ved entemperatur på 23 °C ± 2 °C.

DA-10

MN131-1 F

FreeStyle™

DA

Mærkater med "Rygning forbudt – ilt anvendes" placeres synlige
steder i hjemmet eller de steder, hvor iltkoncentratoren anvendes.
Patienterne og deres plejere skal oplyses om farerne ved at rygei nærheden eller under brug af medicinsk ilt.

MN131-1 F

DA-11

DA

FreeStyle™

Vigtige sikkerhedsregler for AirBelt (ekstraudstyr)
Forkert brug af AirBelt kan få batteriet til at blive varmt, antænde
og kan forårsage alvorlig skade. Sørg for ikke at gennembore,slå, træde på eller tabe batteriet eller på anden måde udsætte
batteriet for hårde slag eller stød.

Sæt sikkerhedshætten på ledningen til AirBelt, når den ikke
bruges.

Forsøg ikke at oplade AirBelt (ekstraudstyr) med universalAC/DC-strømforsyningen til FreeStyle, da AirBelt kan blive
beskadiget.
Brug kun den medfølgende strømforsyning til AirBelt til at
oplade AirBelt.
Der kan gå flere minutter, inden opladningsforløbet starter, nårenheden tilsluttes strømmen, afhængigt af batteritemperaturen
i AirBelt. Dette er normalt, og formålet er sikker opladning.

AirBelt behøver ikke være helt afladet, før det genoplades.
Det anbefales, at AirBelt oplades efter hver brug.

Litiumbatterier kan permanent miste kapacitet, hvis deudsættes for ekstremt høje temperaturer, når de er helt
opladede eller afladede. Ved langvarig opbevaring anbefalesdet, at batteriet oplades til 25 til 50 % og opbevares ved entemperatur på 23 °C ± 2 °C.

DA-12

MN131-1 F

FreeStyle™

DA[Gennemgå afsnittet med vigtige sikkerhedsregler, før udstyret tages i brug.]

Kom godt i gang med din transportable
FreeStyle-iltkoncentrator
Indholdet af pakningen med FreeStyle fremgår af figur 1-3. Hvis noget mangler,skal du kontakte leverandøren af udstyret.
••••Transportabel iltkoncentrator FreeStyle med bæretaske.
Patientvejledning (ikke vist)
Universal-AC/DC-strømforsyning (100-240 volt, 50/60 Hz) med
netledning
DC-ledning

Figur 2: FreeStyle universal-AC/
DC-strømforsyning/netledning
Figur 1: FreeStyle-enhed

Figur 3: DC-strømforsyning til FreeStyle

Som ekstraudstyr kan der også leveres et AirBelt for længere batteritid. Pakningen
med AirBelt indeholder følgende (figur 4):••

AirBelt-batteribælte
Universal-AC/DC-strømforsyning (100-240 volt, 50/60 Hz) med
netledning

MN131-1 F

DA-13

DA

FreeStyle™

Forkert brug af AirBelt kan få batteriet til at blive varmt, antænde
og kan forårsage alvorlig skade. Sørg for ikke at gennembore,slå, træde på eller tabe batteriet eller på anden måde udsætte
batteriet for hårde slag eller stød.

Læs alle advarsler og meddelelser om AirBelt, inden du bruger udstyret.
Se s. 9: Vigtige sikkerhedsregler for AirBelt (ekstraudstyr).
Andet ekstra tilbehør omfatter en sele, så bæretasken til FreeStyle let kan omdannes
til en rygsæk (varenr. MI284--1), se figur 5. FreeStyle kan også bæres ved taljen ved
at føre AirBelt eller et andet bælte gennem stropperne på bæretasken til FreeStyle. (sefigur 6). Den ekstra tilbehørstaske (varenr. MI320-1) gør det endnu nemmere at
medbringe apparatet på rejse, idet den kan rumme alt strømtilbehør, AirBelt(ekstraudstyr) og/eller selen til brug, når du kommer frem.

Figur 4: AirBelt og universal-AC/DCstrømforsyning/netledning

Figur 5: FreeStyleenhed båret somrygsækFigur 6:
FreeStyle-enhedbåret ved taljen

Sæt sikkerhedshætten på ledningen til AirBelt, når den ikke
bruges.

Inden FreeStyle tages i brug første gang, skal du gøre dig bekendt med de vigtigste
komponenter. Disse er vist på figurerne på de følgende sider og omtales senere ivejledningen.
DA-14

MN131-1 F

FreeStyle™

DA

Batteriopladning
Kontroller, at batteriet er fuldt opladet inden du tager FreeStyle med ud første
gang, samt ved efterfølgende brug. Du kan kontrollere det indbyggede batteris
opladningsniveau ved at trykke på knappen BATT på FreeStyles tastatur.
Batterimålerens / -indikatorens lysdioder oven over knappen BATT tændes, for atindikere det interne batteris ladetilstand (25 -100 %). Bemærk: Det interne batteri
oplader, uanset om enheden drives af vekselstrøm eller jævnstrøm. Du kan opladedet interne batteri i Freestyle ved at tilslutte universal-AC/DC-strømforsyningen tilenhedens strømindtag (se figur 7). Sørg for, at ledningen sidder fast i stikket. Lægmærke til det D-formede stik på både ledningen og strømindtaget på FreeStyleenheden. De skal passe sammen, og når du tager stikket ud af FreeStyleenheden, skal du trykke udløserknappen ned. Dette sikrer, at hverken apparatet
eller strømtilbehøret bliver beskadiget.

FreeStyleenhedens
strømindtag

Tryk for at tage
ledningen ud.

AirBelt (ekstraudstyr)
Ekstraudstyret AirBelt, der kan forøge FreeStyle-apparatets batterilevetid op til 10timer, kræver ca. 3 timers opladning for en fuld opladning, hvis dette eksterne
batteri er helt afladet. Du kan genoplade AirBelt ved at slutte dets egenAC-strømforsyning til enden af AirBelt-strømledningen (se figur 8), og den anden
ende af strømforsyningen i en AC-stikkontakt. En separat batterimåler/indikator til
kontrol af opladningstilstanden for AirBelt-batteriet er placeret på
tilbehørsledningen og fungerer på samme måde som den interne batteriindikator
på tastaturet.
Der kan gå flere minutter, inden opladningsforløbet starter, nårenheden tilsluttes strømmen, afhængigt af temperaturen på
FreeStyle-batteriet. Dette er normalt, og formålet er sikker
opladning.

MN131-1 F

DA-15

DA

FreeStyle™

FreeStyle-batteriet behøver ikke være helt afladet, før det
genoplades. Det anbefales, at FreeStyle-batteriet oplades
efter hver brug.

Der kan gå flere minutter efter tilslutning til strømforsyning,
inden opladningen starter, afhængigt af batteriets indvendige
driftstemperatur. Dette er normalt, og formålet er sikker
opladning. Dette sker oftest, når batteriet er blevet helt afladet.

Figur 7: Opladning af internt batteri

Figur 8: Opladningen af batteriet
i AirBelt

AirBelt behøver ikke være helt afladet, før det genoplades.
Det anbefales, at AirBelt oplades efter hver brug.

•
•
•
•
•

FreeStyle-enheden interne batteri bliver fuldt opladet fra helt afladet tilstandpå ca. 3½ time, uanset om enheden bruges med universal-AC/DC-strøm ellerej.
Når et helt afladet batteri oplades, blinker 25 %-lysdioden først hurtigt i et par
minutter og begynder derefter at blinke langsommere (hvert halve sekund).
Lysdioden blinker, indtil en kapacitet på 25 % er nået. Herefter lyser lysdiodenkonstant.
Hver af de fire lysdioder, 25 % -100 %, blinker som angivet ovenfor. Herefter
lyser de konstant, når de har nået deres kapacitet.
Når alle lysdioder lyser konstant, er batteriet helt opladet, og dioderne lyser
konstant i et tidsrum, hvorefter alle lysdioderne slukkes.

DA-16

MN131-1 F

FreeStyle™

DA

Litiumbatterier kan permanent miste kapacitet, hvis deudsættes for ekstremt høje temperaturer, når de er helt
opladede eller afladede. Ved langvarig opbevaring anbefalesdet, at batteriet oplades til 25 til 50 % og opbevares ved entemperatur på 23° ± 2 °C.

---- [Læs afsnittet med vigtige sikkerhedsregler, før
udstyret tages i brug.]----

Iltbrille
Der bruges en iltbrille og en slange til at levere ilt fra FreeStyle-enheden til
brugeren. Slangen tilsluttes apparatets iltudtag (se figur 9).

Figur 9: Tilslutning af iltbrille til iltudtaget på FreeStyle

AirSep anbefaler en iltbrille med en slange på 2,1 meter, AirSep varenr. CU002-1.
Andre slangelængder på op til 7,6 m, inkl. iltbrille, kan anvendes.

Udskift regelmæssigt engangsiltbrillen efter normal brug.
Udskiftningsdele kan bestilles hos udstyrsleverandøren.

Slangen til iltbrillen skal være af en type, der ikke kan kommeknæk på, og skal i alt kunne række op til maksimalt 7,6 m.

MN131-1 F

DA-17

DA

FreeStyle™

Følg altid iltbrilleproducentens vejledning for korrekt brug.
Rådfør dig med din læge eller sygeplejerske for at afgøre,
hvor ofte iltbrillen skal udskiftes.

Sørg for, at iltbrillen sidder helt inde, og at den sidder fast. Det
sikrer, at FreeStyle kan registrere indåndingen korrekt og
levere ilt.

Enhedskomponenter til FreeStyleHåndtag
IltudtagLuftudtag

Luftudtag

Strømtilslutninger
Luftindtag/Filterdæksel

Figur 10: FreeStyle udvendig – forside

DA-18

MN131-1 F

FreeStyle™

DA

Støvhætte
Alarm/indikatorfor service

Pulseringsindikator(er)Batterimåler/indi-katorer

Flowvælgerknap
Knap til (internt)
batteriFigur 11: Nærbillede af tastatur/alarmdisplay

RTCA DO160
angiver, at FreeStyleenheden er blevet
testet og godkendt
i overensstemmelse
med FAA's
standarder.

Mærkat/patientinstruktioner

Figur 12: FreeStyle udvendig – bagside

Nu hvor du er bekendt med FreeStyles komponenter, kan du på de næste sider
læse, hvordan du betjener FreeStyle-enheden.

MN131-1 F

DA-19

DA

FreeStyle™

[Gennemgå afsnittet med vigtige sikkerhedsregler, før udstyret tages i brug.]

Betjeningsvejledning1.

Anbring FreeStyle, så luftindtag og luftafgang ikke forhindres.

2.

Sæt strøm til enheden fra enten (a) det interne batteri, (b) AirBelt, (c) en
DC-strømkilde (f.eks. en bil eller motorbåd) eller (d) en AC-strømkilde(normal stikkontakt). (Se afsnittet Strømforsyning i denne vejledning).

3.

Tilslut iltbrillen til iltudtaget.

4.

Løft støvhætten på enheden.

5.

Tænd FreeStyle-apparatet ved at trykke på knap [1], [2] eller [3] påtastaturet for det iltflow i liter, der er ordineret af lægen. Den grønne
lysdiode over den valgte knap tændes. Hver gang du tænder for
FreeStyle-enheden, lyder der en kort alarm. Dette indikerer, at
FreeStyle er klar til brug.

6.

Du kan ændre pulseringsindstillingen ved at trykke på den relevanteknap. Efter den automatiske opstart kan du normalt høre forskel, når duændrer indstillingerne.

7.

Du kan slukke FreeStyle ved at trykke på knappen ud for den
pulseringsindstilling, der er tændt.

8.

Når FreeStyle registrerer en indånding, leveres der ilt til dig gennem
iltbrillen.

9.

Efter at du har tændt FreeStyle-enheden, går der normalt ca. tominutter, inden maksimumniveauet for iltkoncentrationen er nået.

Anvend ikke olie, fedt, oliebaserede eller andre brændbare
produkter på det iltbærende tilbehør eller FreeStyleenheden. Der må kun anvendes vandbaserede cremer
eller salver, der kan bruges sammen med ilt. Ilt accelererer
forbrænding af brændbare stoffer.

DA-20

MN131-1 F

FreeStyle™

DA

Må ikke opvarmes til mere end 60 °C

Det kan være nødvendigt at starte med at tilslutte universalAC/DC-strømforsyningen til FreeStyle-enheden, inden enhedenskal køre på batteristrøm første gang. Leverandøren har
muligvis allerede gjort det for dig.

Hver gang der tændes for FreeStyle-enheden, gennemgår den
en automatisk opstart, der varer ca. 7 minutter. I den periode
kører det ved en konstant hastighed uanset indstillingen. Efter
denne periode kan du normalt høre, at hastigheden ændres
mellem indstillingerne 1 og 2. Denne lydforskel repræsenterer
forskellene i enhedens iltproduktion ved hver indstilling.

Strømforsyning
FreeStyle kan få strøm på fire forskellige måder – fra det interne batteri, enuniversal-AC/DC-strømforsyning eller et batteribælte (AirBelt, ekstraudstyr)sammen med enhedens interne batteri.
1.

2.

3.

Internt batteri: Et genopladeligt batteri er indbygget i hver FreeStyleenhed. Når det er fuldt opladet, forsyner det FreeStyle-enheden med
strøm i op til 3½ timer. Der lyder en alarm, når batteriniveauet bliver lavt.
Alarmen er omtalt i afsnittet Alarm/advarselslamper i denne vejledning.
Batteriopladning: Du kan oplade det interne batteri ved at slutte
FreeStyle til universal-AC/DC-strømforsyningen og en 100-240 volt,
50/60 Hz AC-stikkontakt eller ved at slutte apparatet til en DC-strømkilde
i en bil (båd, autocamper, mv.). Det tager ca. 3½ time at oplade et helt
afladet batteri fuldstændigt. Det anbefales at genoplade batteriet, ogsåselv om det kun er delvist afladet, så ofte som muligt.
Universal
AC/DC-strømforsyning:Med
enuniversal-AC/DCstrømforsyning kan FreeStyle tilsluttes en 100-240 volt, 50/60 Hz-stikkontakt.
Strømforsyningen konverterer 100-240 volt AC til en DC-spænding til
FreeStyle-apparatet. Når FreeStyle bruges med universal-AC/DCstrømforsyningen, vil strømmen fra stikkontakten samtidigt levere strøm tilenheden og genoplade FreeStyle-enhedens batteri.
AirBelt (ekstraudstyr – bælte med ekstra batteri):FreeStyle kan ogsåfå strøm fra et eksternt batteribælte. Dette bælte kan bæres omkring

MN131-1 F

DA-21

DA

FreeStyle™

taljen, og når det bruges sammen med et fuldt opladet indbygget batteri,kan det forsyne FreeStyle med strøm i op til 10 timer. Batteriet i bæltet
sluttes til FreeStyle-enhedens strømindtag, og det kan genoplades ved
at slutte det til batteribæltets egen AC-strømforsyning.
Når AirBelt bruges med et helt opladet batteri, aflades det interne batteri
i FreeStyle før AirBelt. AirBelt skal tilsluttes FreeStyle-enheden, indenenhedens interne batteri er afladet. Hold øje med batterikapaciteten,og tilslut AirBelt til FreeStyle-enheden, inden det interne batteri er afladet
til 25 % eller mindre.
Hvis det interne batteri aflades helt, og FreeStyle-enheden
slukkes, kan den ikke startes igen med AirBelt. Hvis det sker,
skal du slutte FreeStyle til dens universal-AC/DCstrømforsyning i en kort periode for at oplade det interne
batteri tilstrækkeligt til at starte enheden. AirBelt kan dereftertilsluttes for at få yderligere driftstid.

FreeStyle™ universal-AC/DC-strømforsyning(betjeningsvejledning)

Tilslutninger til udtagelig
AC- eller DC-ledning

Sluttes til FreeStyleenheden

Figur 13

AirSeps nye universal-strømforsyning til den transportable FreeStyleiltkoncentrator er en alt-i-én løsning, så der altid er strøm på dit apparat, og så duhar endnu mindre at bære på, uanset hvor du rejser hen. Universalstrømforsyningen (varenr. PW022), som er beskrevet her, giver dig mulighed forat bruge enheden, mens det interne batteri oplades – ved hjælp af den samme
komponent – uanset om du kører rundt i byen, er på en flyrejse eller besøger
venner. Denne universal-strømforsyning erstatter de to separate AC- og
DA-22

MN131-1 F

FreeStyle™

DA

DC-strømforsyninger, der tidligere blev leveret med FreeStyle-enheden og var
beskrevet i din betjeningsvejledning.
Sættet med strømforsyningen består af de tre tilbehørsdele, du har brug for:• Universal-strømforsyning (PW017-1), der kører på vekselstrøm (AC),120-240 volt og med flere jævnstrømskilder (DC), herunder strøm fra fly
og biler• Udtagelig AC-ledning
CD023-2 amerikansk
CD017-2 europæisk, afhængigt af anvendelsessted
CD025-1 australsk eller
CD017-4 britisk• udtagelig DC-ledning, der både har stik til bilen og et D-formet stik med 4
ben til stik af EmPower®-typen, som ofte bruges ombord på fly (CD034-1).
Bemærk: FreeStyles interne batteri bliver fuldt opladet fra helt afladet tilstand på
ca. 3½ time, uanset om enheden bruges med AC- eller DC-strøm.
Start med universal-AC/DC-strømforsyningen og tilslutning af FreeStyle
Til alle fremgangsmåderne nedenfor anbefales det, at du først tilslutter universalstrømforsyningen til FreeStyle-enhedens strømindtag (se figur 14). Sørg for, atenheden tilsluttes ordentligt, ved at kontrollere at FreeStyle-enheden er placereti bæretasken, så stikket sidder sikkert i strømindtaget, og ledningen "låses" fast.
Når du afbryder strømforsyningen fra FreeStyle-enheden, skal du sørge for at
trykke på den lille knap nær enden af ledningen for at koble ledningen rigtigt fra og
løsne den fra strømindtaget.

Figur 14

MN131-1 F

DA-23

DA

FreeStyle™

Brug med vekselstrøm (AC)
1.
2.
3.
4.

Sørg for, at strømforsyningen er korrekt tilsluttet strømindtaget på FreeStyle(se figur 14).
Slut den rigtige ende af vekselstrømsledningen til AC-indgangen udenmærke på strømforsyningen som vist i figur 15.
Sæt den modsatte ende af vekselstrømsledningen i vægstikket eller etandet egnet el-stik som vist i figur 16.
Start FreeStyle-enheden på panelet øverst ved at trykke på knap [1], [2]eller [3] svarende til lægens ordinering.
Når du skal slukke for enheden, skal du trykke på knappen under den
lysdiode, der lys i.

Figur 15

Figur 16

DA-24

MN131-1 F

FreeStyle™

DA

Brug med jævnstrøm (DC) (bil, motorbåd osv.)
Forsigtig: Ved brug af FreeStyle med universal-strømforsyningen i en bil, på enbåd eller med andre jævnstrømkilder, skal du sørge for, at motoren er startet og
kører, inden FreeStyle-enheden tilsluttes. Hvis indikatoren for strømforsyning ikke
lyser og kræver nulstilling, skal strømforsyningen kobles fra DC-udtaget. Start bilen
igen, og tilslut igen strømforsyningen til DC-udtaget.
1.
Sørg for, at strømforsyningen er korrekt tilsluttet strømindtaget på
FreeStyle (se figur 14).
2.
Tilslut den rigtige ende af jævnstrømsledningen til den indgang, der ermærket "ACCESSORY DC IN" på strømforsyningen som vist i figur 17.
3.
Start motoren.
4.
Sæt jævnstrømsledningen i bilens/bådens stik til jævnstrøm (DC) som vist
i figur 18.
5.
Start FreeStyle-enheden på panelet øverst ved at trykke på knap [1], [2]eller [3] svarende til lægens ordinering. Når du skal slukke for enheden,skal du trykke på knappen under den lysdiode, der lys i.

Figur 17

Figur 18

MN131-1 F

DA-25

DA

FreeStyle™

Brug med strøm fra udtag ved passagersæde i fly(til 4-benet stik)
Brug med strøm fra udtag ved flypassagersæde – figur 2(til 4-benet stik)
Du kan bruge AirSeps FAA-godkendte FreeStyle
iltkoncentrator under flyvning med de fleste kommercielle
luftfartsselskaber i verden. Det enkelte luftfartsselskab
fastlægger selv sin politik for anvendelsen af FAA-godkendte
iltkoncentratorer samt kravene til og mulighederne forstrømforsyning til enheden ombord på flyet. Strøm ved
flypassagersæder kan blandt andet komme fra en eller flere af
følgende kilder: AC-strømudtag, DC-strømudtag som i en bil
eller DC-strømudtag til 4-benet stik.
Hvis det luftfartsselskab, som du benytter, tillader, at du tilslutter din iltkoncentrator
ved et sæde med et DC-udtag til et 4-benet stik, skal du gøre følgende:
1.
Sørg for, at strømforsyningen er korrekt tilsluttet strømindtaget på
FreeStyle (se figur 14).
2.
Tilslut den rigtige ende af jævnstrømsledningen til den indgang, der ermærket "ACCESSORY DC IN" på strømforsyningen som vist i figur 19.
3.
Fjern hætten på DC-stikket ved at trykke på den lille knap, så det 4-benede
stik kan ses (se figur 20).
4.
Sæt det 4-benede stik i det DC-udtag til flypassagerer, som du har mulighed
for at anvende ved din plads.
5.
Start FreeStyle-enheden på panelet øverst ved at trykke på knap [1], [2]eller [3] svarende til lægens ordinering. Når du skal slukke for enheden,skal du trykke på knappen under den lysdiode, der lys i.

DA-26

MN131-1 F

FreeStyle™

DA

Figur 19

Figur 20

Du kan få flere oplysninger om universal-strømforsyningen til FreeStyle eller andettilbehør fra AirSep hos din lokale leverandør.

FiltreLuften kommer ind i FreeStyle gennem et luftindtagsfilter, der er placeret underdækslet nederst foran på iltkoncentratoren. (Se figur 21 og 22). Dette filter
forhindrer, at støv og andre større partikler i luften kommer ind i apparatet. Inden

MN131-1 F

DA-27

DA

FreeStyle™

du bruger FreeStyle, skal du sikre dig, at dette filter er rent og korrekt placeret.

Figur 21: Udtagning af luftindtag
Filterdæksel

Figur 22: Udtagning af filter fra
filterdæksel

Brug ikke FreeStyle, uden at luftindtagsfiltret er på plads. Hvis
der er medleveret et ekstra filter, skal du isætte dette"erstatningsfilter", inden du rengør det snavsede filter.

Use only AirSep Part No. FI144-1 som luftindtagsfilter til denne
enhed.

DA-28

MN131-1 F

FreeStyle™

DA

Indstilling af flowvælger
FreeStyle-enheden har tre pulseringsindstillinger: [1], [2] og [3], som giver flows
svarende til 1-3 lpm ilt. Løft støvdækslet over tastaturet, og tryk på knap [1], [2] eller[3] svarende til det iltpulseringsflow, som din læge har ordineret. (Se figur 23 og
24).

Figur 23: Løft støvdækslet over tastaturet

Figur 24: Tryk på flowvælgerknappen

MN131-1 F

DA-29

DA

FreeStyle™

Det er meget vigtigt at vælge det ordinerede iltniveau.
Foretag kun ændring af flowindstillingen (pulseringen), hvislægen anbefaler det.

Alarmer og advarselslamperNår FreeStyle-enheden registrerer indånding, sendes et ilttilskud gennem iltbrillen.
Den grønne lampe oven over den valgte pulseringsflow-indstilling tændes, hvergang der registreres en indånding.
Når enheden er i drift og samtidigt oplades via universal-AC/DC-strømforsyningen,viser FreeStyle-enhedens batterimåler/indikatorer batteriets opladningstilstand og
forbliver tændt i ca. en time, efter at batteriet er fuldt opladet.
Der lyder en alarm, hvis batteriopladningen er lav, hvis iltbrillen er afbrudt, ellerhvis enhedens ydelse ligger udenfor specifikationerne. Lamperne og
alarmbetingelserne er beskrevet i detaljer nedenfor og opsummeret i skemaet
senere i dette afsnit.
Ved en alarm, eller hvis du bemærker, at FreeStyle ikke
fungerer korrekt, skal du gennemgå afsnittet Problemløsning idenne vejledning. Hvis du ikke kan løse problemet, skal du
henvende dig til leverandøren af udstyret.

Hvis du føler dig utilpas eller er ude for en medicinsk
nødsituation, skal du straks søge læge.

DA-30

MN131-1 F

FreeStyle™

DAo StartDer lyder en kort alarmtone ved opstarten. FreeStyle er klar til brug, nåralarmen stopper.
o Lavt batteriniveau
Når batterispændingen bliver lav, lyder en kortvarig, afbrudt alarmtone, og
den gule 25 % batterimåler/indikator blinker (figur 11). Når dette sker, skal
FreeStyle sluttes til en DC-strømkilde eller en AC-stikkontakt, eller der skal
skiftes til en anden iltforsyning inden for to minutter. Når FreeStyle er tilsluttet
en DC-strømkilde eller en AC-stikkontakt, fungerer enheden, samtidig med
at den oplader det interne batteri i FreeStyle-enheden. Niveauet forbatteriladningen er vist på batterimåleren/indikatorerne.
o Iltbrille afbrudt
Hvis FreeStyle er i drift, men ikke registrerer indånding, lyder en konstantalarm, og alarmlampen lyser efter 15 minutter. Hvis dette sker, skal du
kontrollere forbindelsen fra iltbrillen til FreeStyle-enheden, sikre dig, at
iltbrillen er placeret korrekt på ansigtet, og tænke på, om du ånder ind
gennem næsen. (Lægen vil muligvis om nødvendigt anbefale brug af
nakkestrop.) Hvis alarmen fortsat lyder, skal du skifte til en anden iltkildeog kontakte leverandøren af udstyret.
o FreeStyles kapacitet er overskredet
Hvis din åndedrætshastighed overskrider FreeStyle-nhedens kapacitet,lyder en hurtig alarmtone for hvert halve sekund, og alarmlampen blinker
rødt. Hvis dette sker, ligger koncentrationen af den ilt, som FreeStyleleverer, uden for apparatets specifikationer. Du skal mindske din fysiske
aktivitet, nulstille alarmen ved at slukke for enheden og tænde den igen,og hvis det er nødvendigt skifte til en alternativ iltkilde og kontakte
leverandøren af udstyret.
o Generel funktionsfejl
Hvis FreeStyle har en generel funktionsfejl, lyder en hurtig alarmtone
hvert halve sekund, og den røde alarmlampe lyser konstant. Hvis dettesker, ligger koncentrationen af den ilt, som FreeStyle leverer, underenhedens specifikationer. Du bør skifte til en anden iltkilde og kontakte
leverandøren af udstyret.
Denne enhed må ikke anvendes som respirator. Der kanvære behov for yderligere overvågning af patienter med
aldersbetingede sygdomme, børn eller andre patienter, der ikke
er i stand til at give udtryk for ubehag. Patienter med høreog/eller synsnedsættelse skal have assistance til overvågningaf alarmer.

MN131-1 F

DA-31

DA

FreeStyle™

Sådan skal du reagere på FreeStyles alarmer
og advarselslamper
Status

Lydalarm

Lampe

Indikerer

HandlingIndikator Kort,
vedvarende
ved start(Grøn) PULSE;
vedvarende lys

FreeStyle er blevettændt.

Indikator Nej(Grøn) PULSE;
blinkende lys

FreeStyle leverer ilt
Fortsæt med at bruge
som et pulserende flow. FreeStyle normalt.

Indikator Nej

Niveauindikator

Batteriopladningsniveau Oplad som angivet.
.

Indikator Nej(Gult)
vedvarende lys

Service påkrævet.

Indikerer

Du kan gå i gang med atbruge FreeStyle-enheden.

Returner enheden
til leverandøren til
inspektion og/eller service.

Status

Lydalarm

Lampe

Alarm

Vedvarende:
Bip(Rød) alarm;
vedvarende lys

Alarm

Med
25 % (Gul) BATT; Batterispænding for lav
mellemrum:
batteriindikator
til drift af FreeStyle.
Bip, bip, bip…

Alarm

Hurtige(Rød) alarm;intervaller:
blinkende lys
Bip, bip, bip…

Åndedrætshastigheden Mindsk aktivitetsniveauet,overstiger FreeStyleog brug om nødvendigt
enhdens kapacitet.
en anden iltkilde. Kontakt
leverandøren af udstyret.

Alarm

Hurtige(Rød) alarm;intervaller:vedvarende lys
Bip, bip, bip…

Generel funktionsfejl
i FreeStyle-enheden.

DA-32

Ingen indånding
detekteret i en forud
fastlagt periode.

Handling
Kontroller iltbrilletilslutningen. Husk attrække vejret gennemnæsen. Hvis alarmen
varer ved, skal du
kontakte leverandøren af
udstyret.
Slut øjeblikkeligt FreeStyletil en DC-strømkilde eller
en AC-strømkilde.

Sluk enheden. Skift til en
anden iltkilde, og kontakt
leverandøren af udstyret.

MN131-1 F

FreeStyle™

DA

Rengøring, pasning og korrekt vedligeholdelse
KabinetSluk FreeStyle og tag netledningen ud af stikkontakten, inden durengør kabinettet.

Brug ikke væske direkte på FreeStyle-enheden underrengøringen. Uhensigtsmæssige kemiske midler omfatter, men
er ikke begrænset til følgende, i henhold til plastproducenten:
alkohol og alkoholbaserede produkter, koncentreredeklorinbaserede produkter(ætylenklorid) samt oliebaserede
produkter (Pine-Sol, Lestoil). Disse må IKKE anvendes til
rengøring af plastkabinettet på FreeStyle, da de kan beskadigeenhedens plastmateriale.

Udskift regelmæssigt engangsiltbrillen efter normal brug.
Udskiftningsdele kan bestilles hos leverandøren af udstyret.

Hold FreeStyle-enheden ren og fri for fugt og støv. Rengør
plastickabinettet regelmæssigt ved at aftørre det med en fnugfri klud
eller med et mildt rengøringsmiddel på en fugtig klud eller svamp.
Vær især opmærksom på, at iltudtaget til iltbrillen er frit for støv,
vand og partikler.

Følg alle producentens instruktioner for ikke at ugyldiggøre AirSeps
garanti.

MN131-1 F

DA-33

DA

FreeStyle™

FilterLuftindtagsfilter
Mindst én gang om ugen skal du fjerne dækslet nederst foran på enheden og
vaske luftindtagsfiltret, der er placeret indvendigt i dækslet. Din udstyrsleverandør
vil muligvis råde dig til at rengøre det hyppigere, afhængigt af driftsbetingelserne.
Følg disse trin for korrekt rengøring af luftindtagsfiltret:
1.

Tag filtret ud af luftindtagsfiltrets dæksel, og vask det i en varmsæbevandsopløsning.

2.

Afskyl filtret omhyggeligt, og fjern overskydende vand med en blød,
sugende klud. Sørg for, at filtret er tørt, inden du sætter det i igen.

3.

Sæt det tørre filter tilbage på plads.
Brug ikke FreeStyle, uden at luftindtagsfiltret er på plads. Hvis derer medleveret et ekstra filter, skal du isætte dette "erstatningsfilter",inden du rengør det snavsede filter.

AirSep anbefaler ikke sterilisering af dette udstyr.

DA-34

MN131-1 F

FreeStyle™

DA

BæretaskeBæretasken og remmen må kun vaskes med varmt sæbevand (gennemvæd ikke
tasken), og begge dele skal lufttørres. Du må ikke maskinvaske tasken eller lægge
den i en tørretumbler.

Dobbelt display
Service påkrævet (gul)
Alarmtilstand (rød)

Figur 25: Indikator for,at inspektion/service er påkrævet

Alarm/indikator for service
Hvis alarmen/indikatoren for service tændes (gult lys), betyder det, at FreeStyleenheden skal til service hos leverandøren af udstyret. Når service og
vedligeholdelse er udført af leverandøren, bliver alarmen/indikatoren forservice nulstillet.

MN131-1 F

DA-35

DA

FreeStyle™

Tilbehør til FreeStyle
Anvend kun tilbehøret på denne liste, som leveres af AirSep via din leverandør, så
du opnår den rigtige ydeevne og sikkerhed. Brug af tilbehør, som ikke er angivet
på listen, kan påvirke ydelsen negativt og/eller sikkerheden ved den transpotable
FreeStyle-iltkoncentrator.
Beskrivelse/varenummer
Taskesættet til Freestyle består af følgende:
omfatter:

MI320-1

Carry-All-taske til alt tilbehør

MI283-1Bæretaske, FreeStyle

MI304-1

Skulderstrop, FreeStyle (indgår i MI283-1)

CD034-1

DC-strømledning (860 mm)

PW0221,2,3 eller 4

Universal-AC/DC-strømforsyning med batterioplader.
Følgende ledninger kan medfølge:PW022-1 Universal-AC/DC-strømforsyning (1,2 m) med CD023-2,
strømledning, 120V (2,4 m) og
CD034-1DC, strømledning (860 mm)
PW022-2 Universal-AC/DC-strømforsyning (1,2 m) med CD017-2,
europæisk ledning (2,5 m), og
CD034-1DC, strømledning (860 mm)
PW022-3 Universal-AC/DC-strømforsyning (1,2 m) med CD025-1,
australsk ledning 250 V A/C (2,6 m), og
CD034-1, DC-ledning (860 mm)
PW022-4 Universal-AC/DC-strømforsyning (1,2 m) med CD017-4,
britisk ledning (2,5 m), og
CD034-1, DC-ledning (860 mm)

DA-36

MN131-1 F

FreeStyle™

DA

Tilbehøret til AirBelt omfatter følgende:
BT017-1,2,3
eller 4AirBelt med strømforsyning. Følgende ledninger kan medfølge:BT017-1

AirBelt med strømforsyning PW008-1 (BT017 forlænget ledning
1,2 m) med CD023-2, strømledning 120 V A/C (2,4 m)

BT017-2

AirBelt med strømforsyning PW008-2 (BT017, forlænget
ledning 1,2 m) med CD017-2, europæisk ledning (2,5 m)

BT017-3

AirBelt med strømforsyning PW008-3 (BT017, forlænget ledning
1,2 m) med CD025-1, australsk ledning 250 V A/C (2,6 m)

BT017-4

AirBelt med strømforsyning PW008-4 (BT017, forlænget
ledning 1,2 m) med CD017-4, britisk ledning (2,5 m)
Yderligere eller andet tilbehør:

MI240-2
MI078-1

AirBelt-udvidelse
AirBelt-udvidelse – ny Velcro-udgave

MI284-1

Skulderstrop til konvertering af FreeStyle-standardbæretaske tilrygsæk

FI144-1

Luftindtagsfilter

Brug af andre kabler og adaptere end de angivne kan
resultere i øget forureningsudslip eller forringe FreeStyleenhedens modstandsdygtighed, hvis der ikke er tale om kablerog adaptere, der sælges af producenten af det
elektromedicinske udstyr som reservedele til interne
komponenter.

MN131-1 F

DA-37

DA

FreeStyle™

Materialer i direkte eller indirekte kontakt med patienten
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Koncentratorens kabinet ........................Valtra/ABS/polystyren
Koncentratorens kontrolpanel..................Polyester EBG7 eller
tilsvarende
Kontrolpanellåge ....................................Polycarbonat
Koncentratorens håndtag .......................Polycarbonat
Luftudtag, dyse .......................................PolycarbonatMærkat på enhed ...................................Lexan
Spiralledninger ........................................Polyurethan
Ledningsstik ...........................................Polycarbonat/vinylchlorid
Strømledning ...........................................PVC, metal
Strømforsyning ........................................Lexan 940 (polycarbonat)
Batterisæt ................................................Lexan 945
Batterisæt, strømforsyningsmærkater .....PolyesterfilmBæretaske til koncentratoren...................100 % polyester-mikrofiber
med PVC-bagsideBæretaske til batteri, bælte og strop........100% polyester-mikrofiber med
PVC-bagside

Reserveiltforsyning
Leverandøren af udstyret kan anbefale en alternativ kilde til supplerende
iltbehandling, hvis der opstår en mekanisk fejl eller et strømafbrydelse.

Problemløsning
FreeStyle-produktet er udviklet til problemfri drift i årevis.
Hvis din transportable FreeStyle-iltkoncentrator ikke fungerer tilfredsstillende, kan
du i skemaet på de følgende sider finde mulige årsager og løsninger, og du kan,hvis der er behov for det, kontakte leverandøren.

Forsøg ikke selv at udføre anden vedligeholdelse end de mulige
løsninger, der er angivet herunder.

DA-38

MN131-1 F

FreeStyle™

ProblemDA

Mulig årsag

Løsning

FreeStyle fungerer Batteriet er afladet.
ikke, når dutrykker på en knap Funktionsfejl.
til valg af
pulsering.

Slut enheden til en
DC-strømkilde eller enAC-stikkontakt.

Der lyder envedvarende
alarmtone, og den
røde alarmlampe
lyser med etvedvarende lys.

FreeStyle har ikke
detekteret indåndingi 15 minutter.

Kontroller iltbrillens tilslutning.

Blinkende
alarmtilstand, og
den (gule) BATTlampe blinker.

Batteriet skal oplades.

Hurtigalarmtilstand og
den (gule) BATTlampe blinker,
hvorefter
FreeStyle lukker
ned.

Batterispændingen er for Slut straks enheden til enlav til drift af FreeStyleDC-strømkilde eller enenheden.
AC-stikkontakt.

MN131-1 F

Kontakt leverandøren af
udstyret, og skift til enreserveiltforsyning efter
behov.

Sørg for, at der ikke er knækpå iltbrille-slangen.
Kontroller, at iltbrillen sidder
korrekt, og sørg for, at dutrækker vejret gennemnæsen. Hvis du trækker
vejret gennem munden, villægen muligvis anbefale en
hovedstrop.
Slut enheden til en
DC-strømkilde eller enAC-stikkontakt inden for
2 minutter, eller tilslut AirBelt(ekstraudstyr).

DA-39

DA

FreeStyle™

ProblemMulig årsag

Løsning

Blinkende
alarmtilstand,og den (røde)
alarmlampe
blinker.

Åndedrætshastigheden
har overskredet
FreeStyle-enhedens
kapacitet.

Mindsk aktivitetsniveauet, og
sluk og tænd for apparatet forat nulstille det. Skift om
nødvendigt til en anden
iltkilde, og kontakt
udstyrsleverandøren.

Blinkende
alarmtilstand,og den (røde)
alarmlampe lyser
konstant.

Der er opstået en
generel funktionsfejl.

Skift om nødvendigt til en
anden iltkilde, og kontakt
leverandøren.

Enheden starter
ikke på
batteristrøm.

Enhden kan være varmeller kold, hvis den er
efterladt udendørs, f.eks.
i en bil.

Lad enheden opnå normal
driftstemperatur, hvilket kan
tage flere minutter, hvis den
har været udsat for ekstreme
temperaturer. Slut midlertidigt
din universal-AC/DCstrømforsyning til enheden og
til en strømkilde, hvis der erbehov for det, for at nulstilledet interne batteri.

Forsinkelse af
opladning af
batteri.

Det interne batteri
Enheden kan betjenes, men
overstiger
opladningen bliver måske
opladningstemperaturen. ikke genoptaget, før
batteritemperaturen er
reduceret. (Se noterne
på side 9).

Enheden afgiver
alarm i en bil, hvor
den er tilsluttetbilens DCstrømkilde.

Ingen strøm til enheden,hvis batteriet er afladet,og DC-udtaget dermed
ikke lader.

DA-40

Afbryd Universal AC/DCstrømforsyningen fra bilens
udtag. Start bilen igen, og
tilslut derefter
strømforsyningen til bilens
DC-udtag igen for at nulstilleDC-strømforsyningen.

MN131-1 F

FreeStyle™

Problem
Ved alle andre
problemer.

MN131-1 FDA

Mulig årsag

Løsning
Skift om nødvendigt til en
anden iltkilde, og kontakt
leverandøren.

DA-41

DA

FreeStyle™

Specifikationer for FreeStyle

DA-42

Iltkoncentration:*

Pulseringsindstilling 1 – 3; svarende til et kontinuerligt
flow på 90 % ilt +5,5 / – 3 %Iltflow-indstillinger: 1, 2 og 3 lpm (svarende til konstant
iltflow)
Indstilling 1 til 3 ±10 %Dimensioner:

21,8 cm høj x 15,5 cm bred x 9,1 cm dyb

Vægt:2,0 kg; AirBelt (ekstraudstyr) 0,8 kg

Effekt:

Universal-AC/DC-strømforsyning(100-240 V A/C 1,75 A Max. 50/60 Hz)(11-16 V D/C, max. 8,0 A)

Batterivarighed(genopladeligt
litiumbatteri)

3 lpm – 2 timer; 2 lpm – 2,5 timer; 1 lpm – 3,5 timer
AirBelt (ekstraudstyr), når det kombineres med internt
batteri:
3 lpm – 5 timer; 2 lpm – 6 timer; 1 lpm – 10 timer

Genopladningstid forbatteri:

3,5 timer; AirBelt (ekstraudstyr): 3 timer

Opvarmningstid:

2 minutter

Batterilevetid:

Ca. 300 opladninger, derefter 80 % kapacitet eller
mindre.

Lydalarmer og
visuelle
pulseringsindikatorer:

Opstart – lyd- og visuelt signal (GRØN indikatorlampe)
Pulsering – visuelt (GRØN indikatorlampe)
Batteriets tilstand – batteriniveau (GRØNindikatorlampe)
Iltbrille afbrudt – hørbart og visuelt signal (RØDalarmlampe)
Systemoverbelastning – hørbart og visuelt signal(RØD advarsels- og alarmlampe)
Højt og lavt tryk – lyd- og visuelt signal (RØDalarmlampe)
Service påkrævet: visuelt signal (GUL alarmlampe)

Lyd:

38 dBA ved indstillingen 1: 41 dBA ved indstillingen 2:
44 dBA ved indstillingen 3**Temperaturområde:Driftstemperatur:
5 °C til 40 °C(op til 90 % relativ luftfugtighed (ikkekondenserende))
Opbevaringstemperatur:-20 °C til 60 °C**Maks. driftshøjde:op til 3.657,6 m) (483 mmHg). I højere områder kan
ydelsen påvirkes.

MN131-1 F

FreeStyle™

DA* Baseret på et atmosfærisk tryk på 14,7 psa (101 kPa) ved 21 °C**Drift uden for disse specifikationer kan begrænse koncentratorens opfyldelse af
specifikationerne for iltkoncentration ved højere flowhastigheder pr. liter.

MN131-1 F

DA-43

DA

FreeStyle™

Specifikationer fortsat
Der skal træffes særlige foranstaltninger med hensyn til elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC) i forbindelse med medicinsk udstyr i henhold til oplysningerneom EMC i dette afsnit.
Vejledning og producentens erklæring ± elektromagnetisk immunitet
FreeStyle er beregnet til anvendelse i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren
af FreeStyle bør sikre, at enheden anvendes i et sådant miljø.

IEC 60601testniveau

IMMUNITETSTEST

Overensstemmelse

Elektrostatisk
udledning (ESD)± 6 kV kontakt± 6 kV kontakt

IEC 61000-4-2± 8 kV luft

± 8 kV luft

Elektrisk fasttransient/burst(hurtig transient/
bygetransient)± 2 kV for
strømforsyningsledninger± 2 kV for
strømforsyningsledninger

IEC 61000-4-4± 1 kV for indgangs-/
udgangsledninger

Ikke relevantOverspænding± 1 kV ledning til ledning± 1 kV ledning til ledning

IEC 61000-4-5± 2 kV ledning til jord

± 2 kV ledning til jordSpændingsdyk, korte
afbrydelser ogspændingsvariationer.

<5 % UT(>95 % dyk i UT)
i 0,5 cyklus<5 % UT(>95 % dyk i UT)
i 0,5 cyklus

IEC 61000-4-11

40 % UT(60 % dyk i UT)
i 5 cyklusser

40 % UT(60 % dyk i UT)
i 5 cyklusser

70 % UT(>30 % dyk i UT)
i 25 cyklusser

70 % Us(30 % dyk i UT)
i 25 cyklusser<5 % UT(>95 % dyk i UT)
i5s<5 % UT(>95 % dyk i UT)
i5s

3 A/m

3 A/m

Netgenereredemagnetiske felter
IEC 61000-4-8

Elektromagnetisk miljø ±vejledning
Gulve bør være af træ, betoneller keramiske fliser. Hvis
gulvene er belagt med syntetisk
materiale, bør den relative
fugtighed være mindst 30 %.
Netstrømskvalitet skal væretypisk kommerciel eller
hospitalskvalitet.

Netstrømskvalitet skal væretypisk kommerciel eller
hospitalskvalitet.
Netstrømskvalitet skal væretypisk kommerciel eller
hospitalskvalitet. Hvis brugeren
af FreeStyle har behov forvedvarende drift ved
strømafbrydelse, bør FreeStyletilsluttes strøm fra en
nødstrømsforsyningsenhed(UPS-enhed) eller et batteri.

Netgenererede magnetiske
felter bør være på niveauer, derer typiske for kommercielle
miljøer eller hospitalsmiljøer.

BEMÆRK UT er vekselstrømsspændingen inden anvendelsen af testniveauet.

DA-44

MN131-1 F

FreeStyle™

DA

Vejledning og producentens erklæring ± elektromagnetisk immunitet
FreeStyle er beregnet til anvendelse i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren
af FreeStyle bør sikre, at det anvendes i et sådant miljø.

IMMUNITETSTEST
Conducted RF
IEC 61000-4-6

Radiated RF
IEC 61000-4-3

IEC 60601TESTNIVEAU
3 Vrms150 kHz til
80 MHzOverensstemmelse
3 Vrms

3 V/m3 V/m80 MHz til
2,5 GHz

Elektromagnetisk miljø ±vejledningBærbart og mobilt RFkommunikationsudstyr bør ikke
anvendes tættere på nogen del af
FreeStyle-enheden, herunder kabler,end den anbefalede minimumsafstandberegnet ved hjælp af den formel, dergælder for senderfrekvensen.
Anbefalet minimumsafstand
D= 1,2 x √P
D= 1,2 x √P fra 80 MHz til 800 MHz
D= 2,3 x √P fra 800 MHz til 2,5 GHz
hvor P er senderens maksimale
udgangseffekt i watt (W) i henhold til
senderproducenten, og d er den
anbefalede minimumsafstand i meter(m).
Feltstyrker fra de faste RF-sendere,som fastlagt ved elektromagnetisk
pladsundersøgelse, bør være mindre
end overensstemmelsesniveauet i hvert
frekvensområde.b
Interferens kan forekomme i nærheden
af udstyr mærket med følgende symbol:

NOTE 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde.
NOTE 2 Disse retningslinjer gælder ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning påvirkes af absorption og
refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.
a.

b.

Feltstyrker fra faste sendere, f.eks. basisstationer til radiotelefoner (mobile/ledningsløse) og landmobile
radioer, amatørradio, AM- og FM-radiosending og tv-sending, kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed.
For at vurdere det elektromagnetiske miljø som følge af faste RF-sendere bør en elektromagnetisk
pladsundersøgelse overvejes. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor FreeStyle anvendes, overstiger det
niveau for overholdelse af de RF-grænser, der er nævnt ovenfor, bør FreeStyle observeres med henblik på atsikre normal drift. Hvis der observeres unormal drift, skal der evt. træffes yderligere foranstaltninger, f.eks. ved
at dreje eller flytte FreeStyle.
I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkerne være under 3 V/m.

MN131-1 F

DA-45

DA

FreeStyle™

Anbefalet minimumsafstand mellembærbart og mobilt udstyr, der sender via radiobølger (RF), og FreeStyleFreeStyle er beregnet til anvendelse i et elektromagnetisk miljø, hvor forstyrrelser fra udstråling af radiobølger (RF)er begrænset. Kunden eller brugeren af FreeStyle kan hjælpe med at forhindre elektromagnetiske forstyrrelser ved
at holde den minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-udstyr (sendere) og FreeStyle, der anbefales
nedenfor, med udgangspunkt i RF-udstyrets maksimale udgangseffekt.

Senderens
nominelle
maksimaleudgangseffekt
W

Minimumsafstand baseret på senderfrekvens(m)
fra 150 kHz til 80 MHz
d= 1,2 x √P

fra 80 MHz til 800 MHz
d= 1,2 x √P

fra 800 MHz til 2,5 GHz
d= 2,3 x √P

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

For sendere med en maksimal udgangseffekt, der ikke er anført ovenfor, kan den anbefalede minimumsafstand d imeter (m) anslås ved hjælp af formlen for senderens frekvens, hvor P er senderens maksimale udgangseffekt i watt(W) i henhold til senderproducenten.
NOTE 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder minimumsafstanden for det højeste frekvensområde.
NOTE 2 Disse retningslinjer gælder ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning påvirkes af absorption og
refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.

Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetiske emissioner
FreeStyle er beregnet til anvendelse i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af
FreeStyle bør sikre, at enheden anvendes i et sådant miljø.

Emissionstest

Overensstemmelse

RF-emissioner
CISPR 11

Gruppe 1

RF-emissioner
CISPR 11

Klasse B

Harmoniske emissioner
IEC 61000-3-2

Klasse ASpændingssvingninger/
hurtigefrekvensfluktuationer
IEC 61000-3-3Overensstemmende

DA-46

Vejledning vedrørende det
elektromagnetiske miljø
FreeStyle anvender kun RF-energi til sin interne
funktion. Dens RF-emissioner er derfor meget lave og
vil sandsynligvis ikke forårsage forstyrrelser i elektronisk
udstyr i nærheden.

FreeStyle kan bruges i alle miljøer, herunder i boliger
og lokaler, der er direkte tilsluttet det offentlige
lavspændingselnet, som forsyner boliger med strøm
til husholdningsformål.

MN131-1 F

FreeStyle™

DA

Klassifikation
Beskyttelsestype mod elektrisk stød:
Klasse II Beskyttelse mod elektrisk stød opnås gennem
dobbeltisolering.
Grad af beskyttelse mod elektrisk stød:
Type BF Udstyret giver en bestemt grad af beskyttelse mod elektriske
stød, hvad angår
1) tilladt lækstrøm2) pålidelighed af beskyttende jordforbindelse (hvis ensådan er til stede).
Ikke beregnet til direkte hjerteanvendelse.
Uafhængig prøvning ifølge Medical Electrical Equipment Standard:Afprøvet som værende i overensstemmelse med
IEC 60601-1 General Requirements for safety.
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1-08 M90 Medical Electrical
Equipment – Part 1: General
Requirements for Safety
Beskyttelse mod potentiel elektromagnetisk eller anden interferens mellem
udstyret og andre enheder.
Afprøvet som værende i overensstemmelse med EN60601-1-2(EMC).
Afprøvet som værende i overensstemmelse med
RTCA/DO160 Section 21 Category M.
CISPR 11 / EN 55011 Class B Group 1, "Industrial, Scientific,
and Medical (ISM) Equipment"
FCC Part 15, Subpart B – Class B Unintentional Radiators
Tilladt metode til rengøring og infektionskontrol:
Se afsnittet Rengøring, pasning og korrekt vedligeholdelsei denne patientvejledning til FreeStyle.
Sikkerhedsgrad ved anvendelse, hvis der samtidigt anvendes brændbareanæstesigasser:
Udstyret egner sig ikke til en sådan anvendelse.
Funktionsmetode:
Kontinuerlig anvendelse.

MN131-1 F

DA-47

DA

FreeStyle™

Begrænset garanti
AirSep Corporation garanterer, at FreeStyle iltkoncentratoren er fejlfri, hvad angår
komponenter, i to år (som specificeret på den originale, medsendte faktura) fra
leveringsdatoen til den originale køber, i forbindelse med almindelig brug og drift.
Batterierne garanteres i et år. AirSep Corporations forpligtelser i henhold til denne
garanti er begrænset til reparation eller udskiftning af sådanne komponenter af
udstyret (eller dele heraf), der har vist sig defekte, eller, efter AirSep Corporations
eget valg, at refundere købsprisen for eventuelle defekte udstyrskomponenter.
Enhver komponent, der er omfattet af et garantikrav, skal på anmodning af AirSep
Corporation returneres fragtfrit sammen med bevis på købsdatoen til AirSeps
fabrikforkøbersregning.
Køber
eransvarlig
foreventuellereturneringsomkostninger. Udskiftningsdele garanteres som ovenfor nævnt i den
resterende del af den oprindelige treårige garantiperiode (som specificeret på den
originale, medsendte faktura). Denne garanti er ikke udstrakt til eventuelle
komponenter der har været misbrugt, der har været med i uheld, der er forkert
vedligeholdt eller anvendt, eller som er repareret eller ændret uden for AirSep
Corporations fabrik, uden en forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra AirSep
Corporation.
FORANSTÅENDE GARANTI HAR FORRANG FOR ANDRE GARANTIER,
HVADENTEN DISSE ER UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, ER
FAKTUELLE ELLER LOVGIVNINGSSIKREDE, INKLUSIVE – MEN IKKEBEGRÆNSET TIL – GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL. DET FORSTÅES UDTRYKKELIGT, AT KØBERS ENESTE
OG EKSKLUSIVE AFHJÆLPNING VEDRØRENDE KOMPONENTDEFEKTERER BEGRÆNSET TIL IKRAFTTRÆDELSE AF AIRSEP CORPORATIONSFORPLIGTELSE, SOM NÆVNT OVENFOR, OG AT AIRSEP CORPORATIONIKKE HAR ANSVAR OVER FOR KØBER ELLER ANDRE FOR MANGEL PÅ
BRUG AF UDSTYRET ELLER FOR ANDRE SPECIELLE, INDIREKTE,TILFÆLDIGE ELLER KONSEKVENSMÆSSIGE SKADER.
For europæisk repræsentation:
Medical Product Services GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany

E-mail: info@mps-gmbh.eu

DA-48

MN131-1 F

‫™‪FreeStyle‬‬‫‪AR‬‬‫ﻻ ﺗﻘم ﺑﺗﺷﻐﯾل ھذا اﻟﺟﮭﺎز دون ﻗراءة ھذا اﻟدﻟﯾل وﻓﮭﻣﮫ ً‬‫أوﻻ‪ .‬وإذا ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﻓﮭم اﻟﺗﺣذﯾرات‬‫واﻹرﺷﺎدات‪ ،‬ﻓﺎﺗﺻل ﺑﻣزوﱢ د اﻟﺟﮭﺎز ﻗﺑل ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳﺗﺧداﻣﮫ؛ وإﻻ ﻓﻘد ﺗﺗﻌرض ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ أو‬‫ﯾﺗﻌرض اﻟﺟﮭﺎز ﻟﻠﺗﻠف‪.‬‬‫إن اﻟﺗدﺧﯾن أﺛﻧﺎء اﺳﺗﺧدام اﻷوﻛﺳﺟﯾن ھو اﻟﺳﺑب اﻷول ﻓﻲ وﻗوع اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن‬‫اﻟﺣراﺋق‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﮭﺎ ﻣن ﺣﺎﻻت وﻓﺎة‪ ،‬ﻟذا ﯾﺟب ﻋﻠﯾك ا ّﺗﺑﺎع ﺗﺣذﯾرات اﻷﻣﺎن اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬‫ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗدﺧﯾن أو إﺷﻌﺎل ﺷﻣوع أو وﺟود ﺷﻌﻼت ﻟﮭب ﻣﻛﺷوﻓﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺣﺟرة اﻟﺗﻲ ﯾوﺟد‬‫ﺑﮭﺎ اﻟﺟﮭﺎز‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ ﺑُﻌد ‪ 5‬أﻗدام )‪ 1.52‬ﻣﺗر( ﻣن اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸوﻛﺳﺟﯾن‪.‬‬‫ﻗد ﯾﺗﺳﺑب اﻟﺗدﺧﯾن أﺛﻧﺎء ارﺗداء ﻗُﻧﯾﱠﺔ أوﻛﺳﺟﯾن ﻓﻲ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺣروق ﻓﻲ اﻟوﺟﮫ‪ ،‬ورﺑﻣﺎ ﯾؤدي‬‫إﻟﻰ اﻟوﻓﺎة‪.‬‬‫ﺳﯾﻧﺗﺞ ﻋن إزاﻟﺔ اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ ووﺿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻼءة أو أرﯾﻛﺔ أو وﺳﺎدة وﻗوع ﺣرﯾق ھﺎﺋل ﺑﺻورة‬‫ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻋﻧد ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﺳﯾﺟﺎرة أو ﻣﺻدر ﺣراري أو ﻟﮭب‪.‬‬‫إذا أردت اﻟﺗدﺧﯾن‪ ،‬ﻓﻌﻠﯾك ا ّﺗﺑﺎع اﻟﺧطوات اﻟﺛﻼث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﻌرض ﺣﯾﺎﺗك ﻟﻠﺧطر‪:‬‬‫أوﻗف ﺗﺷﻐﯾل ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن واﻓﺻل اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ‪ ،‬ﺛم اﺧرج ﻣن اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﺟد ﺑﮭﺎ اﻟﺟﮭﺎز‪.‬‬‫ﯾﺟب إﺑراز ﻋﻼﻣﺎت‪ ،‬ﻣﺛل "ﻣﻣﻧوع اﻟﺗدﺧﯾن ـــ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﮫ أوﻛﺳﺟﯾن" ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل‪ ،‬أو ﻓﻲ‬‫اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﺳﺗﺧدام ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟب إﺑﻼغ اﻟﻣرﺿﻰ واﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ‬‫رﻋﺎﯾﺗﮭم ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﺧﯾن ﻓﻲ وﺟود اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟطﺑﻲ أو أﺛﻧﺎء اﺳﺗﺧداﻣﮫ‪.‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ :‬ﯾﺗوﻓر إﺻدار ﻣﺗﻌدد اﻟﻠﻐﺎت ﻣن ھذا اﻟدﻟﯾل ﻟدى ﻣزوﱢ د اﻟﺟﮭﺎز‪.‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫‪AR‬‬‫ﺟدول اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬‫ﺟﮭﺎز ‪ ™AirSep® FreeStyle‬اﻟﻣﺣﻣول‬‫ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن‬‫ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ ™FreeStyle AirSep’s‬اﻟﻣﺣﻣول‬‫اﻟرﻣوز‬‫ﻟﻣﺎذا وﺻف ﻟك اﻟطﺑﯾب اﻷوﻛﺳﺟﯾن‬‫ﻣﺎ ھو ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle‬اﻟﻣﺣﻣول?‬‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺷ ﱢﻐل‬‫ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻟﻠﺳﻔر اﻟﺟوي – ﻣﻌﺗﻣد ﻣن إدارة اﻟطﯾران اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ‬‫ﻗواﻋد اﻷﻣﺎن اﻟﮭﺎﻣﺔ‬‫ﻗواﻋد اﻷﻣﺎن اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣزام ‪ AirBelt‬اﻻﺧﺗﯾﺎري‬‫اﻟﺑدء ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle‬اﻟﻣﺣﻣول‬‫ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‬‫اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ اﻷﻧﻔﯾﺔ‬‫ﻣﻛوﻧﺎت ﺟﮭﺎز ‪FreeStyle‬‬‫ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل‬‫ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ‬‫ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد‪/‬اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺷﺎﻣل ﻟﺟﮭﺎز ‪) ™FreeStyle‬ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻻﺳﺗﺧدام(‬‫اﻟﻔﻼﺗر‬‫إﻋداد ﻣُﺣدِد اﻟﺗدﻓق‬‫اﻟﺗﻧﺑﯾﮭﺎت‪/‬اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺿوﺋﯾﺔ‬‫ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑﯾﮭﺎت‪/‬اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺿوﺋﯾﺔ ﺑﺟﮭﺎز ‪FreeStyle‬‬‫اﻟﺗﻧظﯾف واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ‬‫اﻟﻛﺎﺑﯾﻧﺔ‬‫اﻟﻔﻠﺗر‬‫ﺣﻘﯾﺑﺔ اﻟﺣﻣل‬‫ﻣؤﺷر اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ‪/‬اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ‬‫ﻣﻠﺣﻘﺎت ﺟﮭﺎز ‪FreeStyle‬‬‫اﻟﻣواد اﻟﻣﻼﻣﺳﺔ ﻟﻠﻣرﯾض ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر‬‫اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺈﻣدادات اﻷوﻛﺳﺟﯾن‬‫اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﻣﺷﻛﻼت وإﺻﻼﺣﮭﺎ‬‫ﻣواﺻﻔﺎت ﺟﮭﺎز ‪FreeStyle‬‬‫اﻟﺗﺻﻧﯾف‬‫اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺣدود‬‫‪AR1‬‬‫‪AR1-2‬‬‫‪AR2-3‬‬‫‪AR3‬‬‫‪AR4‬‬‫‪AR4‬‬‫‪AR5-10‬‬‫‪AR11‬‬‫‪AR12-13‬‬‫‪AR14-15‬‬‫‪AR16‬‬‫‪AR17-18‬‬‫‪AR18-19‬‬‫‪AR20‬‬‫‪AR21-25‬‬‫‪AR25-26‬‬‫‪AR27-28‬‬‫‪AR28-29‬‬‫‪AR30‬‬‫‪AR31-33‬‬‫‪AR31‬‬‫‪AR32‬‬‫‪AR33‬‬‫‪AR33‬‬‫‪AR34-35‬‬‫‪AR36‬‬‫‪AR36‬‬‫‪AR36-38‬‬‫‪AR39-42‬‬‫‪AR43‬‬‫‪AR44‬‬

‫™‪FreeStyle‬‬‫‪AR‬‬‫ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ ™AirSep’s FreeStyle‬اﻟﻣﺣﻣول‬‫ﺳﺗﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ ™AirSep’s FreeStyle‬اﻟﻣﺣﻣول )‪ (POC‬ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟدﻟﯾل اﻟﺧﺎص‬‫ﺑﺎﻟﻣرﺿﻰ‪ .‬ﺗﺄﻛد ﻣن ﻗراءة ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟدﻟﯾل وﻓﮭﻣﮭﺎ ﻗﺑل ﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬اﻟﺧﺎص ﺑك‪،‬‬‫ﻣزود اﻟﺟﮭﺎز ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ‪.‬‬‫وإذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك أي اﺳﺗﻔﺳﺎرات‪ ،‬ﻓﺳﯾرﺣب ﱢ‬‫اﻟرﻣوز‬‫ُﺗﺳﺗﺧدم اﻟرﻣوز ﻛﺛﯾرً ا ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎز و‪/‬أو ﻓﻲ اﻟدﻟﯾل ً‬‫ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳوء اﻟﻔﮭم اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﺧﺗﻼف‬‫اﻟﻠﻐﺎت‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺳﮭوﻟﺔ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﻔﮭوم ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﺣددة‪.‬‬‫ﯾﺳرد اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟرﻣوز واﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣﻊ ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle‬اﻟﻣﺣﻣول‪.‬‬‫اﻟرﻣز‬‫‪AR-1‬‬‫اﻟوﺻف‬‫اﻟرﻣز‬‫اﻟوﺻف‬‫ﺗﺣذﯾر – ﯾﺷﯾر ھذا اﻟرﻣز إﻟﻰ‬‫ﻣﺧﺎطرة أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻏﯾر آﻣﻧﺔ‬‫ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي إﻟﻰ وﻗوع‬‫إﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﺟﺳد أو اﻟوﻓﺎة‬‫أو ﺗﻠف اﻟﺟﮭﺎز إذا ﻟم ﯾﺗم‬‫ﺗﺟﻧﺑﮭﺎ‪.‬‬‫ﺟﮭﺎز ﻣن اﻟﻔﺋﺔ ‪ ،II‬ﻣﻌزول‬‫ﻋزﻻً ﻣزدوﺟً ﺎ‬‫ﺗﻧﺑﯾﮫ – ﯾﺷﯾر ھذا اﻟرﻣز إﻟﻰ‬‫ﻣﺧﺎطرة أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻏﯾر آﻣﻧﺔ‬‫ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي إﻟﻰ وﻗوع‬‫إﺻﺎﺑﺎت طﻔﯾﻔﺔ ﺑﺎﻟﺟﺳد أو ﺗﻠف‬‫اﻟﺟﮭﺎز إذا ﻟم ﯾﺗم ﺗﺟﻧﺑﮭﺎ‪.‬‬‫ﻣﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺗوﺟﯾﮫ‬‫‪ EEC/93/42‬اﻟذي‬‫وﺿﻌﺗﮫ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة‬‫رﻗم ‪0459‬‬‫ﻣﻠﺣوظﺔ ـــ ﯾﺷﯾر ھذا‬‫اﻟرﻣز إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت‬‫ھﺎﻣﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد‬‫أو اﻟﺗﻛرار‬‫راﺟﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت‬‫راﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣرﻓﻘﺔ‬‫اﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز واﻟﻣﻠﺣﻘﺎت‬‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺎﻓﺔ‬‫ﻣﻣﻧوع اﺳﺗﺧدام زﯾت أو‬‫ﺷﺣم‬‫ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻧﻔﺎﯾﺎت‬‫اﻷﺟﮭزة اﻟﻛﮭرﺑﯾﺔ‬‫واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم‬‫ﻣﻣﻧوع اﻟﺗدﺧﯾن‬‫ﻣﻣﻧوع اﻟﻔك‬‫‪MN131-1 F‬‬

‫™‪FreeStyle‬‬‫‪ ،RTCA/DO-160‬اﻟﻘﺴﻢ ‪21‬‬‫ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻔﺌﺔ م‬‫‪AR‬‬‫ﺟﮭﺎز ﻣن ﻧوع ‪BF‬‬‫راﺟﻊ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻻﺳﺗﺧدام‬‫‪ ،RTCA DO160‬اﻟﻘﺳم‬‫‪ 21‬ﻣﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻔﺋﺔ م‪ .‬ﻣطﻠب‬‫ﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‬‫ﻟﻠطﯾران اﻟﻔﯾدراﻟﻲ رﻗم ‪106‬‬‫ﺑﺈدارة اﻟطﯾران اﻟﻔﯾدراﻟﻲ‬‫ھﯾﺋﺔ اﻷﻣﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ‬‫‪ CAN/CSA C22.2‬رﻗم‬‫‪M90 08-1-60601‬‬‫ﻟﻠﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻛﮭرﺑﯾﺔ‬‫ھذا اﻟﺟﺎﻧب ﻷﻋﻠﻰ‬‫ھﯾﺋﺔ اﻷﻣﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ‬‫‪ CAN/CSA C22.2‬رﻗم‬‫‪ M90 601.1‬ﻟﻠﻣﻌدات‬‫اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻛﮭرﺑﯾﺔ‬‫ھش ـــ ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺣرص‬‫ﻣﻌﺗﻣد ﻣن إدارة اﻟطﯾران‬‫اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ـــ ﻣوﻟد‬‫اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﻣﺣﻣول‬‫ﻣﻣﻧوع اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﮭب‬‫ﻣﻛﺷوف‬‫ﻟﻣﺎذا وﺻف ﻟك اﻟطﺑﯾب اﻷوﻛﺳﺟﯾن‬‫ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻣن أﻣراض ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠب واﻟرﺋﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن أﻣراض اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ‪ ،‬وﯾﻣﻛن ﻟﻌدد‬‫ﻛﺑﯾر ﻣن ھؤﻻء اﻟﻣرﺿﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻌﻼج اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﺑﺎﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل أو ﻋﻧد اﻟﺳﻔر أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ‬‫اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺑﻌﯾ ًدا ﻋن اﻟﻣﻧزل‪.‬‬‫إن اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻏﺎز ﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ ‪ %21‬ﻣن ھواء اﻟﻐرﻓﺔ اﻟذي ﻧﺳﺗﻧﺷﻘﮫ‪ ،‬وﺗﻌﺗﻣد أﺟﺳﺎﻣﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﻣدادات ﺛﺎﺑﺗﺔ‬‫ﻣن ھذا اﻟﻐﺎز ﻟﺗﻘوم ﺑوظﺎﺋﻔﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﮫ‪ .‬وﻟﻘد وﺻف ﻟك طﺑﯾﺑك اﻟﺧﺎص ﺗدﻓ ًﻘﺎ أو إﻋدا ًدا ﻟﻌﻼج ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔس‬‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك‪.‬‬‫وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻏﺎز اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻋﻘﺎر ﻻ ﯾﺳﺑب اﻹدﻣﺎن‪ ،‬ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻏﯾر اﻟﻣرﺧص ﺧطﯾرً ا‪ ،‬ﻟذا‬‫ﯾﺟب ﻋﻠﯾك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز طﺑﻲ ﻗﺑل اﺳﺗﺧدام ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ھذا‪ ،‬وﺳﯾوﺿﺢ ﻟك ﻣزوﱢ د اﻟﻣﻌدات اﻟذي ﯾﻘدم ﻟك‬‫ﻣﻌدات اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾل ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle‬اﻟﻣﺣﻣول‪.‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR-2‬‬

‫™‪FreeStyle‬‬‫‪AR‬‬‫ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle‬اﻟﻣﺣﻣول أﺛﻧﺎء اﻟﻧوم ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ‬‫ﺗوﺻﯾﺔ ﻣن طﺑﯾب ﻣﻌﺗﻣد‪.‬‬‫ﻣن اﻟﻣﮭم ﺟ ًدا ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى ﺗدﻓق اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﻣوﺻوف‪ ،‬وﻻ ﺗﻘم ﺑزﯾﺎدة اﻟﺗدﻓق أو‬‫ﺧﻔﺿﮫ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﺷر اﻟطﺑﯾب ً‬‫أوﻻ‪.‬‬‫ﻣﺎ ھو ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle‬اﻟﻣﺣﻣول?‬‫ﻟﻘد ظﮭرت ﻣوﻟدات اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت‪ ،‬وأﺻﺑﺣت ﻣﺻدر اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ اﻷﻛﺛر‬‫ﻣﻼءﻣﺔ واﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺗوﻓرة اﻟﯾوم‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ اﻟﺑدﯾل اﻷﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻷﻣﺎن‬‫ً‬‫ﺿﻐطﺎ ﻋﺎﻟﯾًﺎ أو اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﺳﺎﺋل‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗزودك ﺑﻛﻣﯾﺔ‬‫ﻻﺳﺗﺧدام أﺳطواﻧﺎت اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب‬‫اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﮭﺎ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻣدادات ﻣن أﺳطواﻧﺎت أو ﻗﺎرورات‪.‬‬‫وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن اﻟﮭواء اﻟﺟوي اﻟذي ﻧﺳﺗﻧﺷﻘﮫ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن ‪ %21‬أوﻛﺳﺟﯾن‪ ،‬و‪ %78‬ﻧﯾﺗروﺟﯾن و‪%1‬‬‫ﻏﺎزات أﺧرى‪ ،‬وﻓﻲ ﺟﮭﺎز ‪ ،FreeStyle‬ﯾﻣر ھواء اﻟﺣﺟرة ﻋﺑر ﻣﺎدة اﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﺻﺎص ﺗﺳﻣﻰ‬‫"اﻟﻣُﻧ ُﺧل اﻟﺟزﯾﺋﻲ"‪ ،‬وﺗﻔﺻل ھذه اﻟﻣﺎدة اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻋن اﻟﻧﯾﺗروﺟﯾن‪ ،‬وﺗﻛون اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ھﻲ ﺗدﻓق ﻣن أوﻛﺳﺟﯾن ﻋﺎل اﻟﺗرﻛﯾز‬‫ﯾﺻل ﻟﻠﻣرﯾض‪.‬‬‫إن ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle‬ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﻣوﻟدات اﻷوﻛﺳﺟﯾن وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬‫اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﻣﺣﻣول اﻷﺻﻐر ﺣﺟﻣًﺎ واﻷﺧف وز ًﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺣﯾث ﯾﺑﻠﻎ وزﻧﮫ ‪4.4‬‬‫رطل )‪ 2‬ﻛﯾﻠو ﺟرام(‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﻓﻌّﺎل ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻷوﻛﺳﺟﯾن وﯾوﻓره ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ ﻋﻠﻰ ھﯾﺋﺔ ﻧﺑﺿﺔ ﻣن اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻋﻧد‬‫اﻟﺗﻧﻔس ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻻﺳﺗﻧﺷﺎق‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﮭدرة ﻓﻲ أﺟﮭزة اﻷوﻛﺳﺟﯾن ذات اﻟﺗدﻓق اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم‬‫ﺑدﻓق اﻷوﻛﺳﺟﯾن أﺛﻧﺎء اﻟزﻓﯾر‪ ،‬ﻋﻠﻣًﺎ ﺑﺄن ھذا اﻟﻧﺑض ﻣن اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﯾﻛﺎﻓﻲء اﻟﺗدﻓق اﻟﻣﺳﺗﻣر‪ ،‬ﻓﺿﻼً ﻋن أن اﻟﻣوﻟد‬‫اﻟﻣذﻛور ﯾﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن ‪ 3‬ﻟﺗر ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ )ل‪/‬د( ﻓﻲ ﻋﺑوة ﺧﻔﯾﻔﺔ اﻟوزن ﯾﻣﻛن ﺣﻣﻠﮭﺎ واﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﺑﻌﯾ ًدا ﻋن اﻟﻣﻧزل‪.‬‬‫إن ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle‬ﯾﻌﻣل ﻣن أرﺑﻌﺔ ﻣﺻﺎدر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ‪) .‬راﺟﻊ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ‬‫ھذا اﻟدﻟﯾل‪(.‬‬‫‪AR-3‬‬‫‪MN131-1 F‬‬

‫™‪FreeStyle‬‬‫‪AR‬‬‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺷ ﱢﻐل‪:‬‬‫إن اﻟﮭدف ﻣن اﻟﻣوﻟدات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﮭﺎ ﺷرﻛﺔ ‪ AirSep‬ھو ﺗوﻓﯾر أوﻛﺳﺟﯾن ﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺣﺎﻻت‬‫اﻧزﻋﺎج ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻋﺗﻼﻻت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟرﺋﺗﯾن ﻓﻲ ﻧﻘل أوﻛﺳﺟﯾن اﻟﮭواء اﻟﺟوي إﻟﻰ ﻣﺟرى اﻟدم‪ ،‬وﯾﺗﻣﯾز‬‫ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﻣﺣﻣول ﺑﺗوﻓﯾره إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم ﺑدون ﺗوﺻﯾل ﺑﺳﮭوﻟﺔ ً‬‫ﺑدﻻ ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺗوﺻﯾل )وﻋﺎء ‪(O2‬‬‫ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣﻛﺗف ذاﺗﯾًﺎ ﺑﺻورة ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧزﻟﻲ واﻟﺳﯾر )داﺧل اﻟﻣﻧزل أو ﺧﺎرﺟﮫ(‬‫واﻟﺣرﻛﺔ وﻧﻣط اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺄﻛﻣﻠﮫ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﯾﺗطﻠب وﺻﻔﺔ اﻟطﺑﯾب‪ ،‬وﻻ ﯾُﺳﺗﺧدم ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺣﯾﺎة‪.‬‬‫ورﻏم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺻف اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻟﻠﻣرﺿﻰ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل اﻟﻌﻣرﯾﺔ‪ ،‬ﯾزﯾد ﻋﻣر اﻟﻣرﯾض اﻟﻧﻣوذﺟﻲ ﻟﺗﻠﻘﻲ‬‫اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻋن ‪ 65‬ﻋﺎﻣًﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮫ ﻣن ﻣرض اﻧﺳداد اﻟﺷﻌب اﻟﮭواﺋﯾﺔ اﻟﻣزﻣن‪ ،‬وﯾﺟب أن ﯾﻛون‬‫ﻟﻠﻣرﺿﻰ ﺟﻣﯾﻌﮭم ﻗدرات إدراﻛﯾﺔ ﺟﯾدة‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧزﻋﺎج‪ ،‬وإذا ﻟم ﯾﺗﻣﻛن‬‫اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧزﻋﺎج أو ﻗراءة ﻋﻼﻣﺎت وإرﺷﺎدات اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻟد وﻓﮭﻣﮭﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾُﻧﺻﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﮫ‬‫ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻻ ﺗﺣت إﺷراف ﺷﺧص ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﮫ‪ ،‬وإذا ﺷﻌر اﻟﻣرﯾض ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻻﻧزﻋﺎج ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام‬‫اﻟﻣوﻟد‪ ،‬ﻓﯾُﻧﺻﺢ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣ ﱢﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟدﯾﮫ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾُﻧﺻﺢ ﺑﺄن ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣرﺿﻰ أوﻛﺳﺟﯾن اﺣﺗﯾﺎطﻲ )ﻣﺛل‬‫أوﻛﺳﺟﯾن اﻷﺳطواﻧﺎت( ﻻﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻘطﺎع اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ أو ﺣدوث ﺧﻠل ﺑﺎﻟﻣوﻟد‪ ،‬وﻻ ﺗوﺟد ﻣﮭﺎرات ﻓرﯾدة‬‫أو ﻗدرات أﺧرى ﯾﺟب أن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻟد‪.‬‬‫ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻟﻠﺳﻔر اﻟﺟوي – ﻣﻌﺗﻣد ﻣن إدارة اﻟطﯾران اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ‬‫ﻟﻘد واﻓﻘت إدارة اﻟطﯾران اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺳﺗﺧدم اﻟرﻛﺎب اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون ﻋﻼج اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻟﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن‬‫‪ FreeStyle‬ﻋﻠﻰ ﻣﺗن طﺎﺋرات اﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي ﺗم إدﺧﺎﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ‬‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠطﯾران اﻟﻔﯾدراﻟﻲ رﻗم ‪ 106‬ﻟﻌﺎم ‪.2006‬‬‫وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك‪ ،‬أﺻدر ﻗﺳم اﻟﻧﻘل ﺑﺈدارة اﻟطﯾران اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ﻗرارً ا ﺟدﯾ ًدا ﻓﻲ ‪ 13‬ﻣﺎﯾو ‪ 2009‬ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ‬‫اﻟطﺎﺋرات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ورﺣﻼت اﻟطﯾران اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن وإﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠرﻛﺎب ﻣﻣن ﻟدﯾﮭم ﻣوﻟدات‬‫أوﻛﺳﺟﯾن ﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن إدارة اﻟطﯾران اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن اﻟطﺎﺋرات أو أﺛﻧﺎء اﻟرﺣﻼت‪ ،‬وذﻟك‬‫ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺿرورة طﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻟذا‪ ،‬اﺗﺻل ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﺳﻔر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ أﺣدث‬‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣوﻟدات اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ‪.‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR-4‬‬

‫™‪FreeStyle‬‬‫‪AR‬‬‫‪] ----‬اﻗرأ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﻘواﻋد اﻷﻣﺎن اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻗﺑل ﺗﺷﻐﯾل ھذا اﻟﺟﮭﺎز‪---- [.‬‬

‫ﻗواﻋد اﻷﻣﺎن اﻟﮭﺎﻣﺔ‬‫ﺑﺗﺄن‪.‬‬‫راﺟﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﻣﺎن اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺧﺻوص ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle‬اﻟﻣﺣﻣول واﻗرأھﺎ ٍ‬‫ﯾﻌﻣل ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر أوﻛﺳﺟﯾن ﻋﺎل اﻟﺗرﻛﯾز ﯾزﯾد ﻣن ﺳرﻋﺔ اﻻﺷﺗﻌﺎل‪ ،‬ﻟذا‪ ،‬ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗدﺧﯾن‬‫أو ﺑوﺟود أﻟﺳﻧﺔ ﻟﮭب ﻣﻛﺷوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرﻓﺔ ذاﺗﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ )‪ (1‬ھذا اﻟﺟﮭﺎز‪ ،‬أو )‪ (2‬أي ﻣﻠﺣﻘﺎت‬‫ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸوﻛﺳﺟﯾن‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن ﻋدم ا ّﺗﺑﺎع ھذا اﻟﺗﺣذﯾر ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ وﻗوع ﺣراﺋق ھﺎﺋﻠﺔ وﺗﻠف‬‫ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت و‪/‬أو اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ أو اﻟوﻓﺎة‪.‬‬‫إذا ﻛﻧت ﺗﺷﻌر ﺑﻌدم اﻻرﺗﯾﺎح أو ﻛﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﻣرﺿﯾﺔ طﺎرﺋﺔ‪ ،‬ﻓﺎطﻠب ﻣﺳﺎﻋدة طﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻔور‪.‬‬‫ﻣﻣﻧوع اﻟﺗﺳﺧﯾن ﻓوق ‪ 140‬درﺟﺔ ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت )‪ °60‬ﻣﺋوﯾﺔ(‬‫ﻻ ُﺗﺳﺗﺧدم ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺣﯾﺎة‪ .‬وﻗد ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣرﺿﻰ ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﺳن أو اﻷطﻔﺎل ﻣﻣن ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﯾﮭم‬‫اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧزﻋﺎج أﺛﻧﺎء اﺳﺗﺧدام ھذا اﻟﺟﮭﺎز إﻟﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣراﻗﺑﺔ‪ ،‬وﻗد ﯾﺣﺗﺎج أﯾﺿًﺎ‬‫اﻟﻣرﺿﻰ ﻣﻣن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن إﻋﺎﻗﺎت ﺳﻣﻌﯾﺔ و‪/‬أو ﺑﺻرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻊ أدوات اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ‬‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ‬‫ﻣﻣﻧوع اﺳﺗﺧدام اﻟزﯾت أو اﻟﺷﺣم أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣواد اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺗﻌﺎل‪ ،‬ﻣﻊ‬‫اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸوﻛﺳﺟﯾن أو ﺟﮭﺎز ‪ ،FreeStyle‬ﻓﻼ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﺳﺗﺧدام ﺳوى اﻟﻣواد اﻟدھﻧﯾﺔ‬‫اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﺗﻼﺋﻣﺔ ﻣﻊ ﻏﺎز اﻷوﻛﺳﺟﯾن‪ ،‬ﻷن اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﯾزﯾد ﻣن ﺳرﻋﺔ اﺷﺗﻌﺎل اﻟﻣواد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ‬‫ﻟﻼﺣﺗراق‪.‬‬‫ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle‬إﻟﻰ ﺳﺧوﻧﺔ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‬‫واﺷﺗﻌﺎﻟﮭﺎ ووﻗوع إﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ‪ ،‬ﻟذا ﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم ﺧرق اﻟﺑطﺎرﯾﺔ أو اﻟطرق ﻋﻠﯾﮭﺎ أو اﻟوﻗوف ﻋﻠﯾﮭﺎ‬‫أو إﺳﻘﺎطﮭﺎ أو ﺗﻌرﯾﺿﮭﺎ ﻟﻠﺻدﻣﺎت اﻟﻘوﯾﺔ‪.‬‬‫أﺛﻧﺎء اﺳﺗﺧدام ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle‬ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد‪/‬ﻣﺳﺗﻣر‬‫ﺷﺎﻣل‪ ،‬ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﻣﺻدر اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﻣﻘﺑس ﻗﺎطﻊ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ اﻷرﺿﻲ ﻓﻘط‪.‬‬‫‪AR-5‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫رﺑﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﺳﺗﺧدام ﻛﺑﻼت وﻣﺣوﻻت أﺧرى ﻏﯾر اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﺗزاﯾد اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ‬‫ﺿﻌف ﻣﻧﺎﻋﺔ ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ .FreeStyle‬ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﻛﺑﻼت واﻟﻣﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾﻌﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ‬‫اﻟﻣﺻ ﱢﻧﻌﺔ ﻟﻠﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻛﮭرﺑﯾﺔ ﻛﻘطﻊ ﻏﯾﺎر ﻟﻠﻣﻛوﻧﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪.‬‬‫ﻻ ﯾُﺳﻣﺢ ﺑﺈﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺟﮭﺎز‪.‬‬‫ﯾﺟب ﻋدم اﺳﺗﺧدام ‪ FreeStyle‬ﺑﺟوار ﺟﮭﺎز آﺧر أو ﺑﺎﻟﻘرب ﻣﻧﮫ‪ .‬وإذا ﺗﻌذر ﺗﺟﻧب ھذا اﻷﻣر‪،‬‬‫ﻓﯾﺟب ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟﮭﺎز ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻋﻣﻠﮫ ﺑﺻورة طﺑﯾﻌﯾﺔ‪.‬‬‫ﺧطر ﺣدوث ﺻدﻣﺔ ﻛﮭرﺑﯾﺔ‪ .‬اﻓﺻل ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر ﻣن اﻟﻣﻘﺑس اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﻗﺑل ﺗﻧظﯾف اﻟﺟﮭﺎز ﻟﻣﻧﻊ ﺧطر‬‫ﺣدوث ﺻدﻣﺎت ﻛﮭرﺑﯾﺔ‪ .‬وﯾﺟب ﻋدم إزاﻟﺔ اﻷﻏطﯾﺔ أو ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺟﮭﺎز إﻻ ﻋن طرﯾق ﻣزوﱢ د اﻟﺟﮭﺎز أو‬‫ﻓﻧﻲ ﺧدﻣﺔ ﻣؤھل ﻓﻘط‪.‬‬‫ﯾﺟب ﺗوﺧﻲ اﻟﺣذر ﻟﻣﻧﻊ ﺣدوث ﺑﻠل ﻟﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬أو دﺧول اﻟﻣﺎء إﻟﯾﮫ‪ ،‬ﻷن ھذا ﯾﻣﻛن أن‬‫ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺣدوث ﻋطل ﺑﮫ أو ﺗوﻗﻔﮫ ﻋن اﻟﻌﻣل‪.‬‬‫ﯾﺣظر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔﯾدراﻟﻲ )اﻷﻣرﯾﻛﻲ( ﺑﯾﻊ ھذا اﻟﺟﮭﺎز أو ﺗﺄﺟﯾره إﻻ ﺑﺄﻣر ﻣن طﺑﯾب أو أي ﺟﮭﺔ رﻋﺎﯾﺔ‬‫ﺻﺣﯾﺔ أﺧرى ﻣرﺧﺻﺔ‪.‬‬‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﺗﻧﺑﯾﮫ أو ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻟﻣوﻟد ﻻ ﯾﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم‪ ،‬راﺟﻊ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﺣل‬‫اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ ھذا اﻟدﻟﯾل‪ ،‬وإذا ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺎﺳﺗﺷر ﻣزوﱢ د اﻟﺟﮭﺎز‪.‬‬‫ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle‬اﻟﻣﺣﻣول أﺛﻧﺎء اﻟﻧوم ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺔ ﻣن طﺑﯾب‬‫ﻣﻌﺗﻣد‪.‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR-6‬‬

‫‪AR‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﺛر ﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﺧﺎرج ﻧطﺎق درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﮭﺎ‬‫ﻋﻠﻰ أداﺋﮫ وﺗﻘﻠﯾل وﻗت ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺑطﺎرﯾﺔ و‪/‬أو ﻋﻠﻰ زﻣن ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪) .‬راﺟﻊ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص‬‫ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟدﻟﯾل‪(.‬‬‫ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻧﺳداد ﻓﺗﺣﺎت دﺧول أو ﺧروج اﻟﮭواء‪ .‬ﻓﻘد ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣرارة ﺟﮭﺎز‬‫‪ FreeStyle‬ﺑﺷﻛل زاﺋد وﻣن ﺛم اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ أداﺋﮫ‪.‬‬‫ﻻ ﺗﻘم ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﮭﺎز ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻘﯾدة أو ﻣﺣﺻورة )ﻛﺣﻘﯾﺑﺔ ﺻﻐﯾرة أو ﺣﻘﯾﺑﺔ ﯾد ً‬‫ﻣﺛﻼ( ﺣﯾث ﺗﻛون‬‫اﻟﺗﮭوﯾﺔ ﻣﺣدودة‪ ،‬ﻓﻘد ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣرارة ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﺑﺷﻛل زاﺋد وﻣن ﺛم‬‫اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ أداﺋﮫ‪.‬‬‫ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬داﺧل ﺳﯾﺎرة أو ﻗﺎرب أو ﻣﻊ ﻣﺻﺎدر ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر أﺧرى ﺑﺎﺳﺗﺧدام‬‫ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر‪/‬ﻣﺗردد ﺷﺎﻣل‪ ،‬ﺗﺄﻛد ﻣن ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣرﻛﺑﺔ وﺳﯾرھﺎ ﻗﺑل ﺗوﺻﯾل ﺟﮭﺎز‬‫‪ .FreeStyle‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﺿﺎءة ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر‪/‬اﻟﻣﺗردد اﻟﺷﺎﻣل أو وﺟود ﺿرورة‬‫ﻹﻋﺎدة إﻋداد اﻟﺟﮭﺎز‪ ،‬اﻓﺻل ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﻋن ﻣﻘﺑس اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر‪ ،‬ﺛم أﻋد ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣرﻛﺑﺔ‬‫وﺗوﺻﯾل ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺑس اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر‪ ،‬ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي ﻋدم ا ّﺗﺑﺎع ھذه اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت‬‫إﻟﻰ ﻋدم ﺗوﺻﯾل اﻟﻛﮭرﺑﺎء إﻟﻰ ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻣن ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‪.‬‬‫ﻋﻧد إﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺳﯾﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﮭﺎ ﺟﮭﺎز ‪ ،FreeStyle‬ﻗم ﺑﻔﺻل اﻟﺟﮭﺎز وإﺧراﺟﮫ ﻣن‬‫اﻟﺳﯾﺎرة‪ ،‬وﻻ ﺗﻘم ﺑﺗﺧزﯾن ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻓﻲ ﺳﯾﺎرة درﺟﺔ ﺣرارﺗﮭﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ أو ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺎت‬‫أﺧرى ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﺗﻛون درﺟﺔ ﺣرارﺗﮭﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ أو ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﯾؤﺛر ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﮭﺎز أو ﺗﺧزﯾﻧﮫ ﺧﺎرج‬‫ﻧطﺎق درﺟﺔ اﻟﺣرارة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء‪) .‬راﺟﻊ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟدﻟﯾل‪(.‬‬‫ﻋﻧد ﺗﺧزﯾن ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻣﺗدة ﺧﺎرج ﻧطﺎق درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ‪،‬‬‫ﯾﺟب إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻷن ﯾﻌود اﻟﺟﮭﺎز إﻟﻰ درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻗﺑل ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ‪) .‬راﺟﻊ اﻟﺟزء‬‫اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟدﻟﯾل‪(.‬‬‫ﻣن اﻟﻣﮭم ﺟدًا ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﻣوﺻوف ﻓﻘط‪ ،‬ﻟذا ﻻ ﺗﻘم ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻣﻌدل ﺗدﻓق اﻟﻧﺑض اﻟﻣﺣدد‬‫إﻻ ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣن طﺑﯾﺑك اﻟﺧﺎص‪.‬‬‫‪AR-7‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫اﺳﺗﺑدل اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ ﺣﺳب ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻ ﱢﻧﻌﺔ أو ﻣزوﱢ د اﻟﺟﮭﺎز ﻟدﯾك‪ ،‬ﻣﻊ‬‫اﻟﻌﻠم ﺑﺄن اﻹﻣدادات اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟدى ﻣزوﱢ د اﻟﺟﮭﺎز‪.‬‬‫ﻻ ﺗﺿﻊ ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﯾﺻﻌب ﻓﯾﮫ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‪.‬‬‫ﯾﺟب وﺿﻊ ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻻ ﺗﺻل إﻟﯾﮫ اﻟﻣﻠوﺛﺎت أو اﻷﺑﺧرة‪.‬‬‫ﻻ ﺗﺿﻊ ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﯾﺻﻌب ﻓﯾﮫ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‪.‬‬‫ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر أﺟﮭزة اﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗرددات اﻟرادﯾوﯾﺔ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﮭزة اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻛﮭرﺑﯾﺔ‪.‬‬‫ﯾﺟب أﻻ ﯾﻛون أﻧﺑوب اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ ً‬‫ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺛﻧﻲ‪ ،‬وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻟطول ﯾﺻل إﻟﻰ ‪ 25‬ﻗدﻣًﺎ )‪ 7.6‬ﻣﺗر( ﺑﺣد‬‫أﻗﺻﻰ‪.‬‬‫ﺗﺄﻛد ﻣن إدﺧﺎل اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪ ،‬وﻣن أﻧﮭﺎ آﻣﻧﺔ ﺗﻣﺎﻣًﺎ‪ ،‬ﻷن ھذا ﯾﺿﻣن اﻛﺗﺷﺎف ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‬‫اﻟﺗﻧﻔس ﻟﺗوﺻﯾل اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم‪.‬‬‫ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي ﺗﺧزﯾن ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻟﻔﺗرات زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ ﻓﻲ درﺟﺎت ﺣرارة ﻣرﺗﻔﻌﺔ أو ﻋﻧدﻣﺎ‬‫ﺗﻛون اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻣﺷﺣوﻧﺔ أو ﻓﺎرﻏﺔ ﺗﻣﺎﻣًﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل ﻋﻣر اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪.‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR-8‬‬‫‪AR‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻐرق ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻋدة دﻗﺎﺋق ﻟﺑدء دورة اﻟﺷﺣن ﺑﻌد اﻟﺗوﺻﯾل ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء ﺣﺳب‬‫درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﮫ‪ ،‬وھذه ﺣﺎﻟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﮭدف ﻣﻧﮭﺎ ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷﺣن‪.‬‬‫ﻻ ﺗﺣﺗﺎج ﺑطﺎرﯾﺔ ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬إﻟﻰ ﺗﻔرﯾﻐﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻗﺑل إﻋﺎدة اﻟﺷﺣن‪ ،‬ﻟذا ﯾُﻧﺻﺢ ﺑﺷﺣن ﺑطﺎرﯾﺔ‬‫‪ FreeStyle‬ﺑﻌد ﻛل ﻣرة اﺳﺗﺧدام‪.‬‬‫ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻐرق ﺑدء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷﺣن ﻋدة دﻗﺎﺋق ﺑﻌد اﻟﺗوﺻﯾل ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء ﺣﺳب درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺗﺷﻐﯾل‬‫اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑطﺎرﯾﺔ‪ ،‬وھذه ﺣﺎﻟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﮭدف ﻣﻧﮭﺎ ﺳﻼﻣﺔ ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪ ،‬إﻻ أن ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣدث ﻓﻲ‬‫اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻧد ﺗﻔرﯾﻎ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪.‬‬‫ﻋﻧد ﺗوﺻﯾل اﻟﺟﮭﺎز ﺑﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد أو ﻣﺳﺗﻣر‪ ،‬ﯾﺗم ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺳواء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺷﻐﯾل‬‫اﻟﺟﮭﺎز أو إﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ‪.‬‬‫ﻋﻧد ﻧﻔﺎذ ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل وﺗوﻗف ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻋن اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﻻ ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ‬‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺣزام ‪ ،AirBelt‬وﻋﻧد ﺣدوث ذﻟك‪ ،‬ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل اﻟﺟﮭﺎز ﺑﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد أو ﻣﺳﺗﻣر ﺷﺎﻣل‬‫ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة ﻟﺗزوﯾد اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺷﻐﯾﻠﮫ‪ .‬وﯾﻣﻛن ﺗوﺻﯾل ﺣزام ‪AirBelt‬‬‫ﺑﻌد ذﻟك ﻟﺗوﻓﯾر وﻗت ﺗﺷﻐﯾل إﺿﺎﻓﻲ‪.‬‬‫ً‬‫ﻣﺗﺻﻼ ﺑﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻋﻧد اﻛﺗﻣﺎل ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﺳﺗﻧطﻔﻲء‬‫ﻋﻧد ﺑﻘﺎء ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‬‫اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺿوﺋﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻘرﯾﺑًﺎ‪.‬‬‫ﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري ﺗوﺻﯾل ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد أو اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺷﺎﻣل ﺑﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻓﻲ‬‫اﻟﺑداﯾﺔ وذﻟك ﻗﺑل ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﮭﺎز ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻣن طﺎﻗﺔ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪ ،‬ورﺑﻣﺎ ﯾﻛون ﻣزوﱢ د اﻟﺟﮭﺎز ﻗد ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌل‬‫ﺑﮭذه اﻟﺧطوة ﻣن أﺟﻠك‪.‬‬‫اﺳﺗﺧدم اﻟﺟزء رﻗم ‪ FI144-1‬ﻣن ‪ AirSep‬ﻓﻘط ﻟﻔﻠﺗر ﻣدﺧل اﻟﮭواء اﻟﺧﺎص ﺑﮭذا اﻟﺟﮭﺎز‪.‬‬‫ﻻ ﺗﻘم ﺑﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬دون أن ﯾﻛون ﻓﻠﺗر ﻣدﺧل اﻟﮭواء ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺧﺻص ﻟﮫ‪ ،‬وإذا‬‫ﻛﺎن ﻟدﯾك ﻓﻠﺗر ﺛﺎن‪ ،‬ﻓﺄدﺧل اﻟﻔﻠﺗر "اﻟﺑدﯾل" ﻗﺑل ﺗﻧظﯾف اﻟﻔﻠﺗر اﻟﻣﺗﺳﺦ‪.‬‬‫‪AR-9‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫ﻻ ﺗوﺻﻲ ﺷرﻛﺔ ‪ AirSep‬ﺑﺗﻌﻘﯾم ھذا اﻟﺟﮭﺎز‪.‬‬‫ﻻ ﺗﺣﺎول إﺟراء أي ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟﻠﺟﮭﺎز ﺑﺧﻼف اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟدﻟﯾل‪.‬‬‫ﻻ ﺗﺣﺗﺎج ﺑطﺎرﯾﺔ اﻟﻠﯾﺛﯾوم أﯾون اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺷﺣن واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﮭﺎز ‪FreeStyle‬‬‫إﻟﻰ إﻓراغ ﺷﺣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻗﺑل إﻋﺎدة اﻟﺷﺣن‪ ،‬ﻟذا‪ ،‬ﯾُﻧﺻﺢ ﺑﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﺑﺻرف‬‫اﻟﻧظر ﻋن ﻣﺳﺗوى ﺳﻌﺔ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﺧدام‪.‬‬‫ﺳﯾﺗم ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون اﻟﺟﮭﺎز ﻗﯾد اﻟﺗﺷﻐﯾل وﻛذﻟك ﻋﻧد ﻧﻔﺎد طﺎﻗﺔ اﻟﺗﯾﺎر‬‫اﻟﻛﮭرﺑﻲ اﻟﻣﺗردد‪/‬اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺷﺎﻣل‪.‬‬‫ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﻘد ﺑطﺎرﯾﺎت اﻟﻠﯾﺛﯾوم ﺳﻌﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل داﺋم ﻋﻧد ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟدرﺟﺎت ﺣرارة ﺷدﯾدة‬‫اﻻرﺗﻔﺎع ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺑطﺎرﯾﺎت ﻣﺷﺣوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل أو ﻓﺎرﻏﺔ ﺗﻣﺎﻣًﺎ‪ .‬ﻟﻠﺗﺧزﯾن ﻟﻔﺗرات‬‫طوﯾﻠﺔ‪ ،‬ﯾُﻧﺻﺢ ﺑﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن ‪ 25‬و‪ %50‬ﻣن ﺳﻌﺗﮭﺎ واﻻﺣﺗﻔﺎظ‬‫ﺑﮭﺎ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣرارة ‪°73‬ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت )‪ °23‬ﻣﺋوﯾﺔ( ‪ -/+‬درﺟﺗﯾن ﻣﺋوﯾﺗﯾن‪.‬‬‫ﯾﺟب إﺑراز ﻋﻼﻣﺎت‪ ،‬ﻣﺛل "ﻣﻣﻧوع اﻟﺗدﺧﯾن ـــ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﮫ أوﻛﺳﺟﯾن" ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل‪ ،‬أو ﻓﻲ‬‫اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﺳﺗﺧدام ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟب إﺑﻼغ اﻟﻣرﺿﻰ واﻟﻘﺎﺋﻣﯾن‬‫ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺗﮭم ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﺧﯾن ﻓﻲ وﺟود اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟطﺑﻲ أو أﺛﻧﺎء اﺳﺗﺧداﻣﮫ‪.‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR-10‬‬

‫™‪FreeStyle‬‬‫‪AR‬‬‫ﻗواﻋد اﻷﻣﺎن اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣزام ‪ AirBelt‬اﻻﺧﺗﯾﺎري‬‫ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﺣزام ‪ AirBelt‬إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺑطﺎرﯾﺔ واﺷﺗﻌﺎﻟﮭﺎ‬‫ووﻗوع إﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ‪ ،‬ﻟذا ﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم ﺧرق اﻟﺑطﺎرﯾﺔ أو اﻟطرق ﻋﻠﯾﮭﺎ أو اﻟوﻗوف ﻋﻠﯾﮭﺎ أو إﺳﻘﺎطﮭﺎ أو‬‫ﺗﻌرﯾﺿﮭﺎ ﻟﻠﺻدﻣﺎت اﻟﻘوﯾﺔ‪.‬‬‫أﻋد وﺿﻊ ﻏطﺎء اﻷﻣﺎن اﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﺳﻠك ﺣزام ‪ AirBelt‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺳﺗﺧداﻣﮫ‪.‬‬‫ﻻ ﺗﺣﺎول ﺷﺣن ﺣزام ‪ AirBelt‬اﻻﺧﺗﯾﺎري ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد‪/‬اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺷﺎﻣل اﻟﺧﺎص‬‫ﺑﺟﮭﺎز ‪ ،FreeStyle‬وإﻻ ﻓﺳﯾﺗﻌرض ﺣزام ‪ AirBelt‬ﻟﻠﺗﻠف‪.‬‬‫ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﺳوى ﻣﺻدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺣزام ‪ AirBelt‬اﻟذي ﯾﺗم ﺗوﻓﯾره ﻟﺷﺣن ﺣزام ‪.AirBelt‬‬‫ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻐرق ﺣزام ‪ AirBelt‬ﻋدة دﻗﺎﺋق ﻟﺑدء دورة اﻟﺷﺣن ﺑﻌد ﺗوﺻﯾﻠﮫ ﺑﺎﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﺣﺳب درﺟﺔ‬‫ﺣرارﺗﮫ‪ .‬وھذه ﺣﺎﻟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﮭدف ﻣﻧﮭﺎ ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷﺣن‪.‬‬‫ﻻ ﯾﺣﺗﺎج ﺣزام ‪ AirBelt‬إﻟﻰ ﺗﻔرﯾﻎ ﺷﺣﻧﮫ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻗﺑل إﻋﺎدة اﻟﺷﺣن‪ ،‬وﯾُﻧﺻﺢ ﺑﺷﺣن ﺣزام ‪ AirBelt‬ﺑﻌد‬‫ﻛل ﻣرة اﺳﺗﺧدام‪.‬‬‫ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﻘد ﺑطﺎرﯾﺎت اﻟﻠﯾﺛﯾوم ﺳﻌﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل داﺋم ﻋﻧد ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟدرﺟﺎت ﺣرارة ﺷدﯾدة اﻻرﺗﻔﺎع ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون‬‫اﻟﺑطﺎرﯾﺎت ﻣﺷﺣوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل أو ﻓﺎرﻏﺔ ﺗﻣﺎﻣًﺎ‪ .‬ﻟﻠﺗﺧزﯾن ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ‪ ،‬ﯾُﻧﺻﺢ ﺑﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗراوح‬‫ﺑﯾن ‪ 25‬و‪ %50‬ﻣن ﺳﻌﺗﮭﺎ واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣرارة ‪°73‬ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت )‪ °23‬ﻣﺋوﯾﺔ( ‪ -/+‬درﺟﺗﯾن‬‫ﻣﺋوﯾﺗﯾن‪.‬‬‫‪AR-11‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫]اﻗرأ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﻘواﻋد اﻷﻣﺎن اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻗﺑل ﺗﺷﻐﯾل ھذا اﻟﺟﮭﺎز‪[.‬‬‫اﻟﺑدء ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle‬اﻟﻣﺣﻣول‬‫ﺗﺣﺗوي ﻋﺑوة ‪ FreeStyle‬ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻷﺷﻛﺎل ﻣن ‪ 1‬إﻟﻰ ‪ .3‬إذا ﻟم ﺗﺟد أي ﻣن ھذه اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ‬‫اﻟﻌﺑوة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك‪ ،‬ﻓﺎﺗﺻل ﺑﻣزوﱢ د اﻟﺟﮭﺎز ﻟدﯾك‪.‬‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle‬اﻟﻣﺣﻣول ﻣﻊ ﺣﻘﯾﺑﺔ ﺣﻣل‪.‬‬‫دﻟﯾل اﻟﻣرﯾض )ﻏﯾر ﻣوﺿﺢ(‬‫ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد‪/‬ﻣﺳﺗﻣر ﺷﺎﻣل )‪ 240-100‬ﻓوﻟت‪ 50/60 ،‬ھرﺗز( ﺑﺳﻠك ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ‪.‬‬‫ﻛﺑل اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :2‬ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ اﻟﻣﺗردد‪/‬اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺷﺎﻣل ﺑﺟﮭﺎز‬‫‪/FreeStyle‬ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :1‬ﺟﮭﺎز ‪FreeStyle‬‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :3‬اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﺟﮭﺎز ‪FreeStyle‬‬‫ﯾﻣﻛﻧك أﯾﺿًﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣزام ‪ AirBelt‬اﺧﺗﯾﺎرﯾًﺎ ﻹطﺎﻟﺔ ﻓﺗرة اﺳﺗﺧدام اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪ .‬ﺗﺣﺗوي ھذه اﻟﻌﺑوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪،‬‬‫ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم ‪:4‬‬‫•‬‫•‬‫ﺣزام ﺑطﺎرﯾﺔ ‪AirBelt‬‬‫ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ ﻣﺗردد‪/‬ﻣﺳﺗﻣر ﺷﺎﻣل )‪ 240-100‬ﻓوﻟت‪ 50/60 ،‬ھرﺗز( ﺑﺳﻠك ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ‬‫ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﺣزام ‪ AirBelt‬إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺑطﺎرﯾﺔ واﺷﺗﻌﺎﻟﮭﺎ ووﻗوع‬‫إﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ‪ ،‬ﻟذا ﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم ﺧرق اﻟﺑطﺎرﯾﺔ أو اﻟطرق ﻋﻠﯾﮭﺎ أو اﻟوﻗوف ﻋﻠﯾﮭﺎ أو إﺳﻘﺎطﮭﺎ أو ﺗﻌرﯾﺿﮭﺎ‬‫ﻟﻠﺻدﻣﺎت اﻟﻘوﯾﺔ‪.‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR-12‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫‪AR‬‬‫ﯾﺟب ﻗراءة ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺣذﯾرات واﻟﺗﻧﺑﯾﮭﺎت واﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣزام ‪ AirBelt‬ﻗﺑل ﺑدء اﺳﺗﺧداﻣﮫ‪.‬‬‫راﺟﻊ ﺻﻔﺣﺔ ‪" ،9‬ﻗواﻋد اﻷﻣﺎن اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣزام ‪ AirBelt‬اﻻﺧﺗﯾﺎري"‪.‬‬‫ﺗﺗﺿﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ اﻷﺧرى أداة ﻟﺗﺣوﯾل ﺣﻘﯾﺑﺔ ﺣﻣل ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬إﻟﻰ ﺣﻘﯾﺑﺔ ظﮭر ﺑﺳﮭوﻟﺔ )رﻗم‬‫اﻟﺟزء ‪ ،(MI284-1‬ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ .5‬ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺣﻣل ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬أﯾﺿًﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺻر‬‫إذا رﻏﺑت ﻓﻲ ذﻟك ﻋن طرﯾق إدﺧﺎل ﺣزام ‪ AirBelt‬أو أي ﺣزام آﺧر ﺗرﺗدﯾﮫ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﻠﻘﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺑﺣﻘﯾﺑﺔ ﺣﻣل‬‫ﺟﮭﺎز ‪) .FreeStyle‬راﺟﻊ اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ (.6‬ﺗوﻓر ﺣﻘﯾﺑﺔ اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ )رﻗم اﻟﺟزء ‪ (MI320-1‬ﻣزﯾ ًدا ﻣن‬‫ﺳﮭوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻘل ﻋﻧد ﻧﻘل ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟطﺎﻗﺔ وأﺣزﻣﺔ ‪ AirBelt‬اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ و‪/‬أو اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ‬‫اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺳﺗﺗوﺟﮫ إﻟﯾﮫ‪.‬‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :4‬ﺣزام ‪ AirBelt‬وﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‬‫اﻟﻣﺗردد‪/‬اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺷﺎﻣل‪/‬ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :5‬طرﯾﻘﺔ ﺣﻣل‬‫ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻓﻲ ﺣﻘﯾﺑﺔ‬‫اﻟظﮭر‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :6‬طرﯾﻘﺔ ﺣﻣل‬‫ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻓﻲ‬‫ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺻر‬‫أﻋد وﺿﻊ ﻏطﺎء اﻷﻣﺎن اﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﺳﻠك ﺣزام ‪ AirBelt‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺳﺗﺧداﻣﮫ‪.‬‬‫ﻗﺑل ﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻷول ﻣرة‪ ،‬ﯾﺟب أن ﺗﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‪ ،‬وھﻲ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻛﺎل‬‫اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﺳﯾﺗم اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﮭﺎ ﻻﺣ ًﻘﺎ ﻓﻲ اﻟدﻟﯾل‪.‬‬‫ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‬‫ﺗﺄﻛد ﻣن ﺷﺣن ﺑطﺎرﯾﺔ اﻟﺟﮭﺎز ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻗﺑل اﺳﺗﺧدام ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻷول ﻣرة أو ﻋﻧد اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق‪.‬‬‫وﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﺳﺗوى ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪ ،‬اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟزر ‪ BATT‬اﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﺟﮭﺎز‬‫‪ .FreeStyle‬ﺳﯾﺿﺊ اﻟﻣؤﺷر )اﻟﻣؤﺷرات( اﻟﺿوﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺷر‪/‬اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺑﺎﻟﺑطﺎرﯾﺔ واﻟﻣوﺟودة ﻓوق زر ‪ BATT‬ﻟﻺﺷﺎرة‬‫إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ )ﻣن ‪ 25‬إﻟﻰ ‪ .(%100‬ﻣﻠﺣوظﺔ‪ :‬ﯾﺗم ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺟﮭﺎز‬‫‪AR-13‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫ﯾﻌﻣل ﺑﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ ﻣﺗردد أو ﻣﺳﺗﻣر‪ .‬ﻟﺷﺣن ﺑطﺎرﯾﺔ ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻗم ﻓﻘط ﺑﺗوﺻﯾل ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر‬‫اﻟﻛﮭرﺑﻲ اﻟﻣﺗردد‪/‬اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺷﺎﻣل ﺑﻣدﺧل ﺗوﺻﯾل اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﻟﻠﺟﮭﺎز )ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ ،(7‬ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛد‬‫ً‬‫أوﻻ ﻣن ﻣﺣﺎذاة ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﺑﮭذا اﻟﻣدﺧل ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ‪ ،‬وﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑذﻟك‪ ،‬ﻻﺣظ اﻟﻘﺎﺑس اﻟذي ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺣرف‬‫"‪ "D‬ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣوﺻل ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ واﻟﺗوﺻﯾل ﺑﻣدﺧل ‪ ،FreeStyle‬ﺣﯾث ﯾﺟب ﻣﺣﺎذاﺗﮭﻣﺎ ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ‬‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿرورة اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺗﺣرﯾر ﻟﻧزﻋﮫ ﻣن ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻋﻧد ﻧزع ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‪ .‬ﻣﻣﺎ‬‫ﯾﺿﻣن ﻋدم ﺗﻠف اﻟﺟﮭﺎز أو ﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‪.‬‬‫اﺿﻐط ﻹزاﻟﺔ ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر‬‫اﻟﻛﮭرﺑﻲ‪.‬‬‫ﻣدﺧل اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‬‫ﻟﺟﮭﺎز ‪FreeStyle‬‬‫ﺣزام ‪ AirBelt‬اﻻﺧﺗﯾﺎري‬‫ﯾﺗطﻠب ﺣزام ‪ AirBelt‬اﻻﺧﺗﯾﺎري‪ ،‬واﻟذي ﯾﻣﻛﻧﮫ زﯾﺎدة إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣدة ﻋﻣل ﺑطﺎرﯾﺔ ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬إﻟﻰ ‪ 10‬ﺳﺎﻋﺎت‪،‬‬‫إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻘرﯾﺑًﺎ وذﻟك ﻟﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻋﻧد ﻧﻔﺎذ ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺗﺎم‪ .‬ﻹﻋﺎدة ﺷﺣن ﺣزام‬‫‪ ،AirBelt‬ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ اﻟﻣﺗردد اﻟﺧﺎص ﺑﮫ ﺑطرف ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺣزام ‪AirBelt‬‬‫)ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ (8‬وﺗوﺻﯾل اﻟطرف اﻵﺧر ﻟﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﺑﻣﻧﻔذ ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد ﻣﻧﺎﺳب‪ .‬وﯾﺗﻣﺛل‬‫اﻟﻐرض ﻣن ﻣؤﺷر‪/‬ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟذي ﯾﺗم وﺿﻌﮫ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ظﮭور ﻣﺳﺗوى ﺷﺣن ﺑطﺎرﯾﺔ ﺣزام‬‫‪ AirBelt‬ﻋﻠﻰ ﺳﻠك اﻷداة اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ھذه وﻋﻣﻠﮫ ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻣﺛل ﻣؤﺷر اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ‪.‬‬‫ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻐرق ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻋدة دﻗﺎﺋق ﻟﺑدء دورة اﻟﺷﺣن ﺑﻌد اﻟﺗوﺻﯾل ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء ﺣﺳب‬‫درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﮫ‪ ،‬وھذه ﺣﺎﻟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﮭدف ﻣﻧﮭﺎ ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷﺣن‪.‬‬‫ﻻ ﺗﺣﺗﺎج ﺑطﺎرﯾﺔ ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬إﻟﻰ ﺗﻔرﯾﻐﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻗﺑل إﻋﺎدة اﻟﺷﺣن‪ ،‬ﻟذا ﯾُﻧﺻﺢ ﺑﺷﺣن ﺑطﺎرﯾﺔ‬‫‪ FreeStyle‬ﺑﻌد ﻛل ﻣرة اﺳﺗﺧدام‪.‬‬‫ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻐرق ﺑدء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷﺣن ﻋدة دﻗﺎﺋق ﺑﻌد اﻟﺗوﺻﯾل ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء ﺣﺳب درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺗﺷﻐﯾل‬‫اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑطﺎرﯾﺔ‪ ،‬وھذه ﺣﺎﻟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﮭدف ﻣﻧﮭﺎ ﺳﻼﻣﺔ ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪ ،‬إﻻ أن ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣدث ﻓﻲ‬‫اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻧد ﺗﻔرﯾﻎ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪.‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR-14‬‬

‫™‪FreeStyle‬‬‫‪AR‬‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :7‬ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :8‬ﺷﺣن ﺑطﺎرﯾﺔ ﺣزام ‪AirBelt‬‬‫ﻻ ﯾﺣﺗﺎج ﺣزام ‪ AirBelt‬إﻟﻰ ﺗﻔرﯾﻎ ﺷﺣﻧﮫ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻗﺑل إﻋﺎدة اﻟﺷﺣن‪ ،‬ﯾُﻧﺻﺢ ﺑﺷﺣن ﺣزام ‪ AirBelt‬ﺑﻌد‬‫ﻛل ﻣرة اﺳﺗﺧدام‪.‬‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫ﺳﺗﺗم إﻋﺎدة ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﻌد ﻧﻔﺎد ﺷﺣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﻏﺿون ﺛﻼث‬‫ﺳﺎﻋﺎت وﻧﺻف ﺗﻘرﯾﺑًﺎ‪ ،‬ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺟﮭﺎز ﻗﯾد اﻻﺳﺗﺧدام ﻣن ﺧﻼل ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد‪/‬ﻣﺳﺗﻣر ﺷﺎﻣل أم ﻻ‪.‬‬‫أﺛﻧﺎء ﺷﺣن ﺑطﺎرﯾﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪ ،‬ﺳﯾوﻣض اﻟﻣؤﺷر اﻟﺿوﺋﻲ ﺳﻌﺔ ‪ %25‬ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ ﻟدﻗﺎﺋق ﻣﻌدودة‪ ،‬ﺛم ﯾﺑدأ‬‫ﻓﻲ اﻟوﻣﯾض ﺑﻣﻌدل أﺑطﺄ ﻛل ‪ 1/2‬ﺛﺎﻧﯾﺔ‪.‬‬‫ﺳﯾﺳﺗﻣر اﻟﻣؤﺷر اﻟﺿوﺋﻲ ﻓﻲ اﻟوﻣﯾض ﺣﺗﻰ ﯾﺻل إﻟﻰ ﺳﻌﺔ ‪ .%25‬وﺑﻌد ذﻟك ﺳﯾﺛﺑت اﻟﻣؤﺷر اﻟﺿوﺋﻲ‪.‬‬‫وﺳﺗوﻣض ﻛل اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺿوﺋﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ‪ ،‬ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،%100-%25‬ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ أﻋﻼه‪ ،‬ﺛم ﺗﺛﺑت ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻل‬‫ھذه اﻟﻣؤﺷرات إﻟﻰ ﺳﻌﺗﮭﺎ‪.‬‬‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺛﺑت ﻛل اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺿوﺋﯾﺔ‪ ،‬ﺗﻛون اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻗد اﻛﺗﻣل ﺷﺣﻧﮭﺎ وﺳﺗﺑﻘﻰ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺿوﺋﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ‬‫ﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟوﻗت ﺛم ﺗﻧطﻔﺊ ﻛﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪.‬‬‫ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﻘد ﺑطﺎرﯾﺎت اﻟﻠﯾﺛﯾوم ﺳﻌﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل داﺋم ﻋﻧد ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟدرﺟﺎت ﺣرارة ﺷدﯾدة اﻻرﺗﻔﺎع ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون‬‫اﻟﺑطﺎرﯾﺎت ﻣﺷﺣوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل أو ﻓﺎرﻏﺔ ﺗﻣﺎﻣًﺎ‪ .‬ﻟﻠﺗﺧزﯾن ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ‪ ،‬ﯾُﻧﺻﺢ ﺑﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗراوح‬‫ﺑﯾن ‪ 25‬و‪ %50‬ﻣن ﺳﻌﺗﮭﺎ‪ ،‬واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣرارة ‪°73‬ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت )‪°23‬ﻣﺋوﯾﺔ( ‪ -/+‬درﺟﺗﯾن‬‫ﻣﺋوﯾﺗﯾن‪.‬‬‫‪AR-15‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫‪] ---‬اﻗرأ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﻘواﻋد اﻷﻣﺎن اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻗﺑل ﺗﺷﻐﯾل‬‫ھذا اﻟﺟﮭﺎز‪----[.‬‬‫اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ اﻷﻧﻔﯾﺔ‬‫ُﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ واﻷﻧﺎﺑﯾب اﻷﻧﻔﯾﺔ ﻟﺗوﺻﯾل أﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻣن ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدم‪ ،‬وﯾﺗم ﺗوﺻﯾل اﻷﻧﺎﺑﯾب‬‫ﺑﻣﺧرج اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز )راﺟﻊ اﻟﺷﻛل رﻗم ‪.(9‬‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :9‬ﺗوﺻﯾل اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ ﺑﻣﺧرج اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﺑﺟﮭﺎز ‪FreeStyle‬‬‫ﺗوﺻﻲ ﺷرﻛﺔ ‪ AirSep‬ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻗُﻧﯾﱠﺔ أﻧﻔﯾﺔ ذات أﻧﺑوب ﺑطول ‪ 7‬أﻗدام )‪ 2.1‬ﻣﺗر( ﺟزء ‪ AirSep‬رﻗم ‪،CU002-1‬‬‫وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام أﻧﺎﺑﯾب ذات أطوال أﺧرى ﺗﺻل إﻟﻰ ‪ 25‬ﻗدﻣًﺎ )‪ 7.6‬ﻣﺗر( ﺑﺣد أﻗﺻﻰ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ اﻷﻧﻔﯾﺔ‪.‬‬‫اﺳﺗﺑدل اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺷﻛل دوري ﺑﻌد اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺎدي‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠم‬‫ﺑﺄن اﻹﻣدادات اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟدى ﻣزوﱢ د اﻟﺟﮭﺎز‪.‬‬‫ﯾﺟب أﻻ ﯾﻛون أﻧﺑوب اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ ً‬‫ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺛﻧﻲ‪ ،‬وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻟطول ﯾﺻل إﻟﻰ ‪ 25‬ﻗدﻣًﺎ‬‫)‪ 7.6‬ﻣﺗر( ﺑﺣد أﻗﺻﻰ‪.‬‬‫ا ّﺗﺑﻊ داﺋﻣًﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻ ﱢﻧﻌﺔ ﻟﻠﻘُﻧﯾﱠﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم‪ .‬اﺳﺗﺷر ﻣﻘدم‬‫اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻣرات اﺳﺗﺑدال اﻟ ُﻘﻧﯾﱠﺔ‪.‬‬‫ﺗﺄﻛد ﻣن إدﺧﺎل اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل وﻣن أﻧﮭﺎ آﻣﻧﺔ ﺗﻣﺎﻣًﺎ‪ ،‬ﻷن ھذا ﯾﺿﻣن اﻛﺗﺷﺎف ﺟﮭﺎز‬‫‪ FreeStyle‬ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔس ﻟﺗوﺻﯾل اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم‪.‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR-16‬‬

‫™‪FreeStyle‬‬‫‪AR‬‬‫ﻣﻛوﻧﺎت ﺟﮭﺎز ‪FreeStyle‬‬‫اﻟﻤﻘﺒﺾ‬‫ﻣﺨﺮج اﻷوﻛﺴﺠﯿﻦ‬‫ﻣﺨﺮج اﻟﮭﻮاء‬‫ﻣﺨﺮج اﻟﮭﻮاء‬‫ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻮﺻﯿﻼت‬‫اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﻲ‬‫ﻣﺪﺧﻞ اﻟﮭﻮاء‪/‬ﻏﻄﺎء‬‫اﻟﻔﻠﺘﺮ‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :10‬ﺷﻛل ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻣن اﻟﺧﺎرج ‪ -‬اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻣﺎﻣﻲ‬‫اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻮاﻗﻲ ﻣﻦ‬‫اﻷﺗﺮﺑﺔ‬‫ﻣﺆﺷﺮ‬‫اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ‪/‬اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ‬‫ﻣﺆﺷﺮ )ﻣﺆﺷﺮات(‬‫ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻨﺒﺾ‬‫ﻣﺆﺷﺮ‬‫)ﻣﺆﺷﺮات(‪/‬ﻣﻘﯿﺎس‬‫اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ‬‫زر ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻌﺪل‬‫اﻟﺘﺪﻓﻖ‬‫ﺑﻄﺎرﯾﺔ )داﺧﻠﯿﺔ(‬‫زر‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :11‬إﻏﻼق ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ‪/‬ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ‬‫‪AR-17‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫ﯾﻮﺿﺢ ‪RTCA DO160‬‬‫أﻧﮫ ﺗﻢ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﮭﺎز‬‫‪ FreeStyle‬واﻋﺘﻤﺎده ﻣﻦ‬‫ﺣﯿﺚ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‬‫إدارة اﻟﻄﯿﺮان اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ‪.‬‬‫ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت‬‫اﻟﻤﺮﺿﻰ‪/‬اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :12‬ﺷﻛل ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻣن اﻟﺧﺎرج ‪ -‬اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺧﻠﻔﻲ‬‫واﻵن ﺑﻌد ﺗﻌرﻓك ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت ﺟﮭﺎز ‪ ،Freestyle‬راﺟﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز‬‫‪.Freestyle‬‬‫]اﻗرأ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﻘواﻋد اﻷﻣﺎن اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻗﺑل ﺗﺷﻐﯾل ھذا اﻟﺟﮭﺎز‪[.‬‬‫ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل‬‫‪.1‬‬‫ﺿﻊ ﺟﮭﺎز ‪ Freestyle‬ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺗم إﻋﺎﻗﺔ ﻣداﺧل وﻣﺧﺎرج اﻟﮭواء‪.‬‬‫‪.2‬‬‫ﻗم ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﮭﺎز ﻣن )أ( اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ؛ أو )ب( ﺣزام ‪AirBelt‬؛ أو )ج( ﻣﻘﺑس اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر )ﻣﺛل‬‫اﻟﺳﯾﺎرة أو ﻗﺎرب ﯾﻌﻣل ﺑﻣوﺗور(؛ أو )د( ﻣﻘﺑس اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد )ﻣﺛل اﻟﻛﮭرﺑﺎء اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ(‪) .‬راﺟﻊ‬‫اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺻﺎدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟدﻟﯾل اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣرﺿﻰ‪(.‬‬‫‪.3‬‬‫ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل اﻟﻘُﻧﯾﺔ ﺑﻣﺧرج اﻷوﻛﺳﺟﯾن‪.‬‬‫‪.4‬‬‫ﻗم ﺑرﻓﻊ اﻟﻐطﺎء اﻟواﻗﻲ ﻣن اﻷﺗرﺑﺔ ﻋن اﻟﺟﮭﺎز‪.‬‬‫‪.5‬‬‫ﻗم ﺑﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻣن ﺧﻼل اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟزر ]‪ [1‬أو ]‪ [2‬أو ]‪ [3‬ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ‬‫اﻟوﺣدة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﺗدﻓق ﺑﺎﻟﻠﺗر اﻟذي وﺻﻔﮫ طﺑﯾﺑك اﻟﺧﺎص‪ .‬ﺳﯾﺿﻲء اﻟﻣؤﺷر اﻟﺿوﺋﻲ‬‫اﻷﺧﺿر اﻟﻣوﺟود ﻓوق اﻟزر اﻟﻣﺣدد‪ .‬ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﺗﻘوم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز ‪ ،FreeStyle‬ﺳﯾﺻدر‬‫ﺻوت ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻗﺻﯾر‪ .‬وﯾوﺿﺢ ذﻟك أن ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻗﯾد اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻼﺳﺗﺧدام‪.‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR-18‬‬

‫™‪FreeStyle‬‬‫‪AR‬‬‫‪.6‬‬‫ﻟﺗﻐﯾﯾر إﻋداد ﺗدﻓق اﻟﻧﺑض‪ ،‬اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟزر اﻟﻣﻧﺎﺳب‪ .‬ﺑﻌد وﺿﻊ ﺑدء اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ‪ ،‬ﯾﻛون ﺳﻣﺎع‬‫ﺻوت ﻣﺧﺗﻠف أﺛﻧﺎء ﺗﻐﯾﯾر اﻹﻋدادات أﻣرً ا طﺑﯾﻌﯾًﺎ‪.‬‬‫‪.7‬‬‫ﻹﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز ‪ ،FreeStyle‬اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟزر اﻟﻣﻧﺎظر ﻟﺿوء إﻋداد ﻣﻌدل ﺗدﻓق اﻟﻧﺑض‬‫اﻟﻣﺿﻲء‪.‬‬‫‪.8‬‬‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﺷﻌر ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﺷﮭﯾ ًﻘﺎ‪ ،‬ﯾﺗم إﻣدادك ﺑﺎﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘُﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك‪.‬‬‫‪.9‬‬‫اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻣن ﺗرﻛﯾز اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﺑﻌد ﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ھو‬‫دﻗﯾﻘﺗﯾن ﺗﻘرﯾﺑًﺎ‪.‬‬‫ﻣﻣﻧوع اﺳﺗﺧدام اﻟزﯾت أو اﻟﺷﺣم أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣواد اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺗﻌﺎل‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت‬‫اﻟﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸوﻛﺳﺟﯾن أو ﺟﮭﺎز ‪ ،FreeStyle‬ﻓﻼ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﺳﺗﺧدام ﺳوى اﻟﻣواد اﻟدھﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﺗﻼﺋﻣﺔ ﻣﻊ‬‫ﻏﺎز اﻷوﻛﺳﺟﯾن‪ ،‬ﻷن اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﯾزﯾد ﻣن ﺳرﻋﺔ اﺷﺗﻌﺎل اﻟﻣواد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺣﺗراق‪.‬‬‫ﻣﻣﻧوع اﻟﺗﺳﺧﯾن ﻓوق ‪ 140‬درﺟﺔ ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت )‪ °60‬ﻣﺋوﯾﺔ(‬‫ﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري ﺗوﺻﯾل ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد أو اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺷﺎﻣل ﺑﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ‬‫وذﻟك ﻗﺑل ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﮭﺎز ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻣن طﺎﻗﺔ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪ ،‬ورﺑﻣﺎ ﯾﻛون ﻣزوﱢ د اﻟﺟﮭﺎز ﻗد ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺑﮭذه‬‫اﻟﺧطوة ﻣن أﺟﻠك‪.‬‬‫ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز ‪FreeStyle‬؛ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻣر ﺑﻣدة ﺑدء اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺻل إﻟﻰ ﺳﺑﻊ‬‫دﻗﺎﺋق ﺗﻘرﯾﺑًﺎ‪ .‬وﺧﻼل ھذه اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ‪ ،‬ﺗﻛون اﻟﺳرﻋﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻹﻋداد‪ .‬وﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء ھذه‬‫اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ‪ ،‬ﯾﻛون ﺳﻣﺎع ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻹﻋدادات ‪ 1‬و‪ 2‬أﻣرً ا طﺑﯾﻌﯾًﺎ‪ .‬ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ‬‫اﻟﺻوت اﺧﺗﻼﻓﺎت اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟذي ﯾﻘوم اﻟﺟﮭﺎز ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﮫ ﻓﻲ ﻛل إﻋداد‪.‬‬‫‪AR-19‬‬‫‪MN131-1 F‬‬

‫™‪FreeStyle‬‬‫‪AR‬‬‫ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ‬‫ﯾﻣﻛن إﻣداد ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء ﺑﺄرﺑﻊ طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪ -‬وھﻲ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‬‫اﻟﻣﺗردد‪/‬اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺷﺎﻣل‪ .‬وﺣزام ﺑطﺎرﯾﺔ ‪ AirBelt‬اﻻﺧﺗﯾﺎري ﻣﻊ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺟﮭﺎز‪.‬‬‫‪.1‬‬‫‪.2‬‬‫‪.3‬‬‫اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪ :‬ﺗوﺟد ﺑطﺎرﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺷﺣن داﺧل ﻛل ﺟﮭﺎز ‪ .FreeStyle‬وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون‬‫ﻣﺷﺣوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪ ،‬ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻣد ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻟﻣدة ﺗﺻل إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت وﻧﺻف‪ .‬وﯾﺻدر‬‫ﺻوت ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣﺳﻣوع ﻋﻧد اﻧﺣﻔﺎض طﺎﻗﺔ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪ .‬ﯾﺗم ﺗﻧﺎول اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ ﻓﻲ ﺟزء "اﻟﺗﻧﺑﯾﮭﺎت‪/‬اﻟﻣؤﺷرات‬‫اﻟﺿوﺋﯾﺔ" ﻣن ھذا اﻟدﻟﯾل‪.‬‬‫ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪ :‬ﻟﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﺑﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد‪/‬ﻣﺳﺗﻣر‬‫ﺷﺎﻣل وﻣﻘﺑس ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ ﻣﺗردد ﺑﻘدرة ‪ 240-100‬ﻓوﻟت‪ ،‬و‪ 50/60‬ھرﺗز‪ ،‬أو ﺗوﺻﯾﻠﮫ ﺑﻣﻘﺑس ﺗﯾﺎر‬‫ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺳﯾﺎرة )أو ﻗﺎرب أو ﻣﻧزل ﻣﺗﻧﻘل‪ ،‬إﻟﺦ(‪ .‬ﺗﺗطﻠب اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟﻔﺎرﻏﺔ ﺣواﻟﻲ ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت وﻧﺻف‬‫ﺗﻘرﯾﺑًﺎ ﻟﯾﺗم ﺷﺣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪ .‬ﯾُﻧﺻﺢ ﺑﺈﻋﺎدة ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﺣﺗﻰ إذا ﻛﺎﻧت ﻓﺎرﻏﺔ ﺑﺷﻛل ﺟزﺋﻲ‪ ،‬ﻛﻠﻣﺎ أﻣﻛن‬‫ذﻟك‪.‬‬‫ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ ﻣﺗردد‪/‬ﻣﺳﺗﻣر ﺷﺎﻣل‪ :‬ﯾﺳﻣﺢ ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر‪/‬اﻟﻣﺗردد اﻟﺷﺎﻣل ﺑﺗوﺻﯾل ﺟﮭﺎز‬‫‪ FreeStyle‬ﺑﻣﻘﺑس ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ ﺑﻘدرة ‪ 240�100‬ﻓوﻟت‪ ،‬و‪ 50/60‬ھرﺗز‪ .‬ﯾﻘوم ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر‬‫اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﺑﺗﺣوﯾل ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد ﺑﻘدرة ‪ 240-100‬ﻓوﻟت إﻟﻰ ﺟﮭد ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر ﻟﺟﮭﺎز‬‫‪ .FreeStyle‬ﻋﻧد ﺗﺷﻐﯾل ‪ FreeStyle‬ﺑﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد‪/‬ﻣﺳﺗﻣر ﺷﺎﻣل‪ ،‬ﻓﺈن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻣن‬‫ﻣﻘﺑس اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد ﺗﻘوم ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﮭﺎز وإﻋﺎدة ﺷﺣن ﺑطﺎرﯾﺔ ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت‪.‬‬‫ﺣزام ‪ AirBelt‬اﻻﺧﺗﯾﺎري )ﺣزام ﺑطﺎرﯾﺔ ﺧﺎرﺟﻲ(‪:‬ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬أﯾ ً‬‫ﺿﺎ ﺑواﺳطﺔ‬‫ﺣزام ﺑطﺎرﯾﺔ ﺧﺎرﺟﻲ‪ .‬ﯾﻣﻛن ارﺗداء ھذا اﻟﺣزام ﺣول اﻟﺧﺻر‪ ،‬وﻋﻧد اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻣﻊ ﺑطﺎرﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻣﺷﺣوﻧﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻣد ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻟﻣدة ﺗﺻل إﻟﻰ ‪ 10‬ﺳﺎﻋﺎت‪ .‬ﯾﺗم ﺗوﺻﯾل وﺣدة اﻟﺣزام‬‫ﺑﻣﺄﺧذ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺟﮭﺎز ‪ ،FreeStyle‬وﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﺷﺣﻧﮫ ﻋن طرﯾق ﺗوﺻﯾﻠﮫ ﺑﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد‬‫اﻟﺧﺎص ﺑﺣزام اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪.‬‬‫ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام ﺣزام ‪ AirBelt‬ﻣﻊ ﺑطﺎرﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻣﺷﺣوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪ ،‬ﺳﺗﻔرغ ﺑطﺎرﯾﺔ ﺟﮭﺎز ‪FreeStyle‬‬‫اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻗﺑل ﺣزام ‪ .AirBelt‬ﯾﺟب ﺗوﺻﯾل ﺣزام ‪ AirBelt‬ﺑﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻗﺑل ﻧﻔﺎد ﺷﺣن ﺑطﺎرﯾﺔ‬‫‪ FreeStyle‬اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪ .‬ﯾﺟب ﻣﻼﺣظﺔ ﺣزام ‪ AirBelt‬وﺗوﺻﯾﻠﮫ ﺑﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻗﺑل وﺻول ﺷﺣن‬‫اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ إﻟﻰ ‪ %25‬أو أﻗل‪.‬‬‫ﻋﻧد ﻧﻔﺎذ ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل وﺗوﻗف ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻋن اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﻻ ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ‬‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺣزام ‪ ،AirBelt‬وﻋﻧد ﺣدوث ذﻟك‪ ،‬ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل اﻟﺟﮭﺎز ﺑﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد أو ﻣﺳﺗﻣر‬‫ﺷﺎﻣل ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة ﻟﺗزوﯾد اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺷﻐﯾﻠﮫ‪ .‬وﯾﻣﻛن ﺗوﺻﯾل ﺣزام‬‫‪ AirBelt‬ﺑﻌد ذﻟك ﻟﺗوﻓﯾر وﻗت ﺗﺷﻐﯾل إﺿﺎﻓﻲ‪.‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR-20‬‬

‫™‪FreeStyle‬‬‫‪AR‬‬‫ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد‪/‬اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺷﺎﻣل ﻟﺟﮭﺎز ‪) ™FreeStyle‬ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻻﺳﺗﺧدام(‬‫ﺗوﺻﯾﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر‬‫اﻟﻣﺗردد أو اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻺزاﻟﺔ‬‫اﻟﺗوﺻﯾل ﺑﺟﮭﺎز ‪FreeStyle‬‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪13‬‬‫ﯾﻌد ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ اﻟﺷﺎﻣل اﻟﺟدﯾد ﻟﺷرﻛﺔ ‪ AirSep‬اﻟﺧﺎص ﺑﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle‬اﻟﻣﺣﻣول طرﯾﻘﺔ‬‫ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧك ﻣن اﻟﺗﻧﻘل ﺑﺳﮭوﻟﺔ أﯾًﺎ ﻛﺎﻧت وﺟﮭﺗك‪ .‬ﯾﻣ ّﻛﻧك ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺷﺎﻣل )اﻟﺟزء‬‫رﻗم ‪ (PW022‬اﻟﻣوﺿﺢ ﻓﻲ ھذا اﻟﻛﺗﯾب ﻣن ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﮭﺎز أﺛﻧﺎء ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ‪ ،‬اﻟﻛل ﻣن ﻣﻛون‬‫واﺣد‪ ،‬ﺳواء ﻛﻧت ﻓﻲ طرﯾﻘك إﻟﻰ اﻟﺳوق أو أﺧذ رﺣﻠﺔ ﺟوﯾﺔ أو اﻻﺳﺗرﺧﺎء ﻓﻲ ﻣﻧزل أﺣد ﻷﺻدﻗﺎء‪ .‬ﯾﻌﻣل ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر‬‫اﻟﺷﺎﻣل ھذا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺑدال ﻣﺻدري اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد واﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﯾن واﻟﻣرﻓﻘﯾن ﺑﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻣن ﻗﺑل‬‫واﻟﻣوﺿﺣﯾن ﻓﻲ اﻟدﻟﯾل اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣرﺿﻰ‪.‬‬‫ﯾﺗم ﺗﺟﮭﯾز طﻘم ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻣﻊ اﻷدوات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬‫• ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺷﺎﻣل )‪ ،(PW017-1‬اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد ﺑﻘدرة ‪ 240-120‬ﻓوﻟت وﻣﻊ اﻟﻌدﯾد‬‫ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك طﺎﻗﺔ اﻟطﺎﺋرة واﻟﺳﯾﺎرة‬‫• ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻺزاﻟﺔ‬‫‬‫أﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻧﻣط‬‫‪CD023-2‬‬‫‬‫أوروﺑﻲ اﻟﻧﻣط ﺣﺳب ﻣوﻗﻊ اﻻﺳﺗﺧدام‬‫‪CD017-2‬‬‫‬‫أﺳﺗراﻟﻲ اﻟﻧﻣط‪ ،‬أو‬‫‪CD025-1‬‬‫‬‫ﺑرﯾطﺎﻧﻲ اﻟﻧﻣط‬‫‪CD017-4‬‬‫• ﺳﻠك ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر ﻗﺎﺑل ﻟﻺزاﻟﺔ‪ ،‬ﯾﻘوم ﺑدﻣﺞ اﻟﻣوﺻل اﻟﺧﺎص ﺑﻣﻘﺎﺑس اﻟﺳﯾﺎرات ﻣﻊ ﻣوﺻل ﺑﺄرﺑﻌﺔ دﺑﺎﺑﯾس‬‫ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺣرف "‪ "D‬اﻟﺧﺎص ﺑﻣﻘﺎﺑس ‪ ®EmPower‬اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻋﺎد ًة ﻋﻠﻰ ﺧطوط اﻟطﯾران‬‫)‪.(CD034-1‬‬‫ﻣﻠﺣوظﺔ‪ :‬ﺳﺗﺗم إﻋﺎدة ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﻌد ﻧﻔﺎد ﺷﺣﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﻏﺿون ﺛﻼث‬‫ﺳﺎﻋﺎت وﻧﺻف ﺗﻘرﯾﺑًﺎ‪ ،‬ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺟﮭﺎز ﻗﯾد اﻻﺳﺗﺧدام ﻣن ﺧﻼل ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد أو ﻣﺳﺗﻣر أو ﻻ‪.‬‬‫اﻟﺑدء ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد‪/‬ﻣﺳﺗﻣر ﺷﺎﻣل وﺗوﺻﯾل ﺟﮭﺎز ‪FreeStyle‬‬‫ﻻﺗﺧﺎذ ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺟراءات اﻟﻣوﺿﺣﺔ أدﻧﺎه‪ ،‬ﻧوﺻﻲ ً‬‫أوﻻ ﺑﺗوﺻﯾل ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺷﺎﻣل ﺑﻣدﺧل ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن‬‫ً‬‫اﺗﺻﺎﻻ ﺳﻠﯾﻣًﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﻛد‬‫‪ FreeStyle‬اﻟﻣﺣﻣول ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ .14‬ﺗﺄﻛد ﻣن اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز‬‫ﻣن أن ﻣﺣﺎذاة ﺣﻘﯾﺑﺔ اﻟﺣﻣل ﻣﻊ ﻣدﺧل ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﺗﺗﯾﺢ ﻟك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل آﻣن وﺑذﻟك ﯾﺗم "ﺗﺄﻣﯾن" اﻟﺳﻠك‬‫ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﮫ‪.‬‬‫‪AR-21‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫ﻋﻧد ﻗطﻊ اﺗﺻﺎل ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﻣن ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle‬اﻟﻣﺣﻣول‪ ،‬ﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺿﻐط ﻷﺳﻔل ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻣﻘﺑض اﻟﻣوﺟود ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن طرف اﻟﺳﻠك وذﻟك ﻟﻘطﻊ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم وﺗﺣرﯾر اﻟﺳﻠك‪.‬‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪14‬‬‫اﺳﺗﺧدام ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ ﻣﺗردد‬‫‪.1‬‬‫‪.2‬‬‫‪.3‬‬‫‪.4‬‬‫ﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﺻﯾل ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﺑﻣدﺧل ‪ FreeStyle‬ﺑطرﯾﻘﺔ آﻣﻧﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم ‪.14‬‬‫ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل اﻟطرف اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻣن ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ اﻟﻣﺗردد ﺑﻣدﺧل ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد ﻏﯾر ﻣﺣدد ﻣوﺟود ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم ‪.15‬‬‫ﺑﻣﻘﺑس ﻛﮭرﺑﻲ آﺧر‬‫ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻣن ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ اﻟﻣﺗردد ﺑﺎﻟﺣﺎﺋط أو‬‫ﻣﻧﺎﺳب ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم ‪.16‬‬‫ﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣوﻟد أوﻛﺳﺟﯾن ﻣﺣﻣول‪ ،‬اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻹﻋداد ]‪ [1‬أو ]‪ [2‬أو ]‪ [3‬ﺑﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺔ‬‫اﻟﻌﻠوﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟوﺻﻔﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك‪.‬‬‫ﻹﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﮭﺎز‪ ،‬اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻹﻋداد اﻟﻣﻘﺗرن ﺑﺎﻟﻣؤﺷر اﻟﺿوﺋﻲ اﻟﻣﺿﻲء أﻋﻼه‪.‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR-22‬‬

‫™‪FreeStyle‬‬‫‪AR‬‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪15‬‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪16‬‬‫اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر )اﻟﺳﯾﺎرة أو ﻗﺎرب ﯾﻌﻣل ﺑﻣوﺗور‪ ،‬إﻟﺦ(‬‫ﺗﻧﺑﯾﮫ‪ :‬ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻣﻊ ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﺳﯾﺎرة أو ﻗﺎرب أو ﻣرﻛﺑﺔ أﺧرى ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣوﺗور‪،‬‬‫اﺣرص ﻋﻠﻰ ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣرﻛﺑﺔ وﻋﻣﻠﮭﺎ ﻗﺑل ﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز ‪ .FreeStyle‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﺿﺎءة ﻣؤﺷر ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر‬‫اﻟﻛﮭرﺑﻲ أو ﺿرورة إﻋﺎدة إﻋداد اﻟﺟﮭﺎز‪ ،‬اﻓﺻل ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﻋن ﻣﻘﺑس اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻣرﻛﺑﺔ ﺗﻌﻣل‬‫ﺑﺎﻟﻣوﺗور‪ ،‬ﺛم أﻋد ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣرﻛﺑﺔ وﺗوﺻﯾل ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﺑﻣﻘﺑس اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر‪،‬‬‫ﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﺻﯾل ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﺑﻣدﺧل ‪ FreeStyle‬ﺑطرﯾﻘﺔ آﻣﻧﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم ‪.14‬‬‫‪.1‬‬‫ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل طرف ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﻟﻣدﺧل ‪ ACCESSORY DC IN‬اﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻣﺻدر‬‫‪.2‬‬‫اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم ‪.17‬‬‫ﻗم ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣرﻛﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣوﺗور‪.‬‬‫‪.3‬‬‫ھو‬‫ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﻣﻘﺑس اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣرﻛﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣوﺗور ﻛﻣﺎ‬‫‪.4‬‬‫ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم ‪.18‬‬‫ﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣوﻟد أوﻛﺳﺟﯾن ﻣﺣﻣول‪ ،‬اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻹﻋداد ]‪ [1‬أو ]‪ [2‬أو ]‪ [3‬ﺑﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺔ‬‫‪.5‬‬‫اﻟﻌﻠوﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟوﺻﻔﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك‪ .‬ﻹﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﮭﺎز‪ ،‬اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻹﻋداد اﻟﻣﻘﺗرن‬‫ﺑﺎﻟﻣؤﺷر اﻟﺿوﺋﻲ اﻟﻣﺿﻲء أﻋﻼه‪.‬‬‫‪AR-23‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪17‬‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪18‬‬‫اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ ﺑﻣﻘﻌد اﻟﻣﺳﺎﻓر )ﺑﺗﻛوﯾن اﺗﺻﺎل ﺑﺄرﺑﻌﺔ‬‫دﺑﺎﺑﯾس‬‫اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ ﺑﻣﻘﻌد اﻟﻣﺳﺎﻓر ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم ‪2‬‬‫ﺑﺗﻛوﯾن اﺗﺻﺎل ﺑﺄرﺑﻌﺔ دﺑﺎﺑﯾس(‬‫ﯾﺗﯾﺢ ﻟك ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﺷرﻛﺔ ‪ AirSep‬واﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣن إدارة اﻟطﯾران‬‫اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ اﺳﺗﺧدام ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﻣﺣﻣول ھذا ﻓﻲ اﻟرﺣﻼت اﻟﺟوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم اﻟﺧطوط‬‫اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم‪ .‬ﺗﺿﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﻻﺳﺗﺧدام‬‫ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﻣﺣﻣول اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣن إدارة اﻟطﯾران اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ وﻛذﻟك ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮫ وإﺗﺎﺣﺗﮫ‬‫اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟك اﺧﺗﯾﺎرﯾًﺎ ﺑﺗﺷﻐﯾل وﺣدﺗك ﻋﻠﻰ ﻣﺗن اﻟطﺎﺋرة‪ .‬ﻗد ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر‬‫اﻟﻛﮭرﺑﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺗن طﺎﺋرة ﻣﺻدر واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬‫ﻣﻘﺑس ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد أو ﻣﻘﺑس ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻟﻠﻣﻘﺑس اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎرات أو ﻣﻘﺑس‬‫ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر ﻟﮫ ﺗﻛوﯾن ﺑﺄرﺑﻌﺔ دﺑﺎﺑﯾس‪.‬‬‫إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻓر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﻟك ﺑﺗوﺻﯾل ﺟﮭﺎز ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ ﻣﻘﻌد ﻣزود ﺑﺗﻛوﯾن‬‫ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر ﺑﺄرﺑﻌﺔ دﺑﺎﺑﯾس‪ ،‬ﻓﺎ ّﺗﺑﻊ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬‫ﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﺻﯾل ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﺑﻣدﺧل ‪ FreeStyle‬ﺑطرﯾﻘﺔ آﻣﻧﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم ‪.14‬‬‫‪.1‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR-24‬‬

‫‪AR‬‬‫‪.2‬‬‫‪.3‬‬‫‪.4‬‬‫‪.5‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل طرف ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﻟﻣدﺧل ‪ ACCESSORY DC IN‬اﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻣﺻدر‬‫اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم ‪.19‬‬‫ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ طرف ﻣوﺻل اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺑض ﻹظﮭﺎر اﻟﻣوﺻل ﺑﺎﻟدﺑﺎﺑﯾس اﻷرﺑﻌﺔ‬‫ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم ‪.20‬‬‫أدﺧل اﻟﻣوﺻل ﺑﺎﻟدﺑﺎﺑﯾس اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺑس اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ واﻟﻣﺗوﻓر‬‫اﺧﺗﯾﺎرﯾًﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﻌدك‪.‬‬‫ﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣوﻟد أوﻛﺳﺟﯾن ﻣﺣﻣول‪ ،‬اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻹﻋداد ]‪ [1‬أو ]‪ [2‬أو ]‪ [3‬ﺑﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺔ‬‫اﻟﻌﻠوﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟوﺻﻔﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك‪ .‬ﻹﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﮭﺎز‪ ،‬اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻹﻋداد اﻟﻣﻘﺗرن‬‫ﺑﺎﻟﻣؤﺷر اﻟﺿوﺋﻲ اﻟﻣﺿﻲء أﻋﻼه‪.‬‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪19‬‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪20‬‬‫ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ اﻟﺷﺎﻣل اﻟﺧﺎص ﺑﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬أو أي أدوات ﻣﻠﺣﻘﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ‬‫ﺑﻣزود اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟدﯾك‪.‬‬‫ﱢ‬‫ﻟﺷرﻛﺔ ‪ ،AirSep‬اﻟرﺟﺎء اﻻﺗﺻﺎل‬‫اﻟﻔﻼﺗر‬‫ﯾدﺧل اﻟﮭواء إﻟﻰ ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻣن ﺧﻼل ﻓﻠﺗر ﻣدﺧل اﻟﮭواء اﻟﻣوﺟود أﺳﻔل اﻟﻐطﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ‬‫‪AR-25‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫ﻣن ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن‪) .‬راﺟﻊ اﻟﺷﻛﻠﯾن رﻗم ‪ 21‬و‪ (.22‬ﯾﻣﻧﻊ ھذا اﻟﻔﻠﺗر دﺧول اﻷﺗرﺑﺔ واﻟﺟزﯾﺋﺎت اﻷﺧرى اﻷﻛﺑر ﺣﺟﻣًﺎ‬‫اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﮭواء إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺎز‪ .‬ﻗﺑل ﺗﺷﻐﯾل ‪ ،FreeStyle‬ﺗﺄﻛد ﻣن ﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻔﻠﺗر ووﺿﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺻﺣﯾﺢ‪.‬‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :21‬إزاﻟﺔ ﻣدﺧل اﻟﮭواء‬‫ﻏطﺎء اﻟﻔﻠﺗر‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :22‬إزاﻟﺔ اﻟﻔﻠﺗر ﻣن‬‫ﻏطﺎء اﻟﻔﻠﺗر‬‫ﻻ ﺗﻘم ﺑﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬دون أن ﯾﻛون ﻓﻠﺗر ﻣدﺧل اﻟﮭواء ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺧﺻص ﻟﮫ‪ ،‬وإذا‬‫ﻛﺎن ﻟدﯾك ﻓﻠﺗر ﺛﺎن‪ ،‬ﻓﺄدﺧل اﻟﻔﻠﺗر "اﻟﺑدﯾل" ﻗﺑل ﺗﻧظﯾف اﻟﻔﻠﺗر اﻟﻣﺗﺳﺦ‪.‬‬‫اﺳﺗﺧدم اﻟﺟزء رﻗم ‪ FI144-1‬ﻣن ‪ AirSep‬ﻓﻘط ﻛﻔﻠﺗر ﻣدﺧل اﻟﮭواء اﻟﺧﺎص ﺑﮭذا اﻟﺟﮭﺎز‪.‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR-26‬‬

‫™‪FreeStyle‬‬‫‪AR‬‬‫إﻋداد ﻣُﺣدِد اﻟﺗدﻓق‬‫ﯾﺗﺿﻣن ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﺛﻼﺛﺔ إﻋدادات ﻟﺿﺑط ﻣﻌدل ﺗدﻓق اﻟﻧﺑض‪ [1] :‬و]‪ [2‬و]‪ ،[3‬ﻣﻣﺎ ﯾوﻓر ﻣﻌدل ﺗدﻓق ﯾوازي ‪3-1‬‬‫ﻟﺗر ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻣن اﻷوﻛﺳﺟﯾن‪ .‬ارﻓﻊ اﻟﻐطﺎء اﻟواﻗﻲ ﻣن اﻷﺗرﺑﺔ اﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﺟﮭﺎز‪ ،‬ﺛم اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟزر ]‪[1‬‬‫أو ]‪ [2‬أو ]‪ [3‬اﻟﻣﻧﺎظر ﻟﻣﻌدل ﺗدﻓق ﻧﺑﺿﺎت اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟذي وﺻﻔﮫ ﻟك اﻟطﺑﯾب‪) .‬راﺟﻊ اﻟﺷﻛﻠﯾن رﻗم ‪ 23‬و‪(.24‬‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :23‬رﻓﻊ اﻟﻐطﺎء اﻟواﻗﻲ ﻣن اﻷﺗرﺑﺔ اﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :24‬اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل اﻟﺗدﻓق‬‫‪AR-27‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫ﻣن اﻟﻣﮭم ﺟدًا ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﻣوﺻوف ﻓﻘط‪ ،‬ﻟذا ﻻ ﺗﻘم ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻣﻌدل ﺗدﻓق اﻟﻧﺑض‬‫اﻟﻣﺣدد إﻻ ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣن طﺑﯾﺑك اﻟﺧﺎص‪.‬‬‫اﻟﺗﻧﺑﯾﮭﺎت‪/‬اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺿوﺋﯾﺔ‬‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﺷﻌر ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﺷﮭﯾ ًﻘﺎ‪ ،‬ﯾﺗم إرﺳﺎل ﻧﺑﺿﺔ ﻣن اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘُﻧﯾّﺔ اﻷﻧﻔﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺿﻲء اﻟﺿوء‬‫اﻷﺧﺿر اﻟﻣوﺟود أﻋﻠﻰ إﻋداد ﺗدﻓق اﻟﻧﺑﺿﺎت اﻟﻣﺣدد ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻘطﻊ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﻔس‪.‬‬‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك‪ ،‬أﺛﻧﺎء ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﮭﺎز وﺷﺣﻧﮫ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣن ﺧﻼل ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد‪/‬ﻣﺳﺗﻣر ﺷﺎﻣل‪ ،‬ﯾﻌرض‬‫ﻣؤﺷر )ﻣؤﺷرات(‪/‬ﻣﻘﯾﺎس ﺑطﺎرﯾﺔ ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻣﺳﺗوى ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ وﯾﺑﻘﻰ ﻗﯾد اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻣدة ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻘرﯾﺑًﺎ ﺑﻌد‬‫أن ﯾﺗم اﻟﺷﺣن ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪.‬‬‫ﯾﺻدر ﺻوت ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣﺳﻣوع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﺑﺟﮭﺎز ‪ ،FreeStyle‬وﻋﻧد ﻓﺻل اﻟﻘُﻧﯾﺔ أو إذا‬‫ﻛﺎن أداء اﻟﺟﮭﺎز ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت‪ .‬ﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺢ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ اﻟﺿوﺋﻲ واﻟﻣﺳﻣوع ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل أدﻧﺎه ﻛﻣﺎ ﯾﺗم‬‫ﺗﻠﺧﯾﺻﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﺳم اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻻﺣ ًﻘﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟدﻟﯾل‪.‬‬‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﺗﻧﺑﯾﮫ أو ﻣﻼﺣظﺔ أن ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻻ ﯾﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم‪ ،‬راﺟﻊ اﻟﺟزء‬‫اﻟﺧﺎص ﺑﺎﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﻣﺷﻛﻼت وإﺻﻼﺣﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟدﻟﯾل‪ ،‬وإذا ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺎﺳﺗﺷر‬‫ﻣزوﱢ د اﻟﺟﮭﺎز‪.‬‬‫إذا ﻛﻧت ﺗﺷﻌر ﺑﻌدم اﻻرﺗﯾﺎح أو ﻛﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﻣرﺿﯾﺔ طﺎرﺋﺔ‪ ،‬ﻓﺎطﻠب ﻣﺳﺎﻋدة طﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻔور‪.‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR-28‬‬

‫‪AR‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫‪ o‬ﺑدء اﻟﺗﺷﻐﯾل‬‫ﻋﻧد ﺑدء اﻟﺗﺷﻐﯾل‪ ،‬ﯾﺻدر ﺻوت ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻗﺻﯾر‪ .‬ﯾﺑدأ ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻧد ﺗوﻗف ﺻوت‬‫اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ‪.‬‬‫‪ o‬اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‬‫ﻋﻧد اﻗﺗراب طﺎﻗﺔ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻣن ﻣﺳﺗوى ﻣﻧﺧﻔض‪ ،‬ﺗﺻدر أﺻوات ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻗﺻﯾرة ﻣﺗﻘطﻌﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺿﻲء ﺿوء‬‫ﻣﻘﯾﺎس ‪ /‬ﻣؤﺷر اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻷﺻﻔر اﻟذي ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ‪ %25‬ﻣن اﻟﺷﺣن ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻘطﻊ )راﺟﻊ اﻟﺷﻛل رﻗم‬‫‪ ،(11‬وﻋﻧد ﺣدوث ذﻟك‪ ،‬ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﺑﻣﻘﺑس ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر أو ﺑﻣﻘﺑس ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد أو‬‫ﻗم ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ ﻣﺻدر آﺧر ﻟﻸوﻛﺳﺟﯾن ﺧﻼل دﻗﯾﻘﺗﯾن‪ .‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻣﺗﺻل ﺑﻣﻘﺑس‬‫ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر أو ﺑﻣﻘﺑس ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌﻣل أﺛﻧﺎء إﻋﺎدة ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﮫ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت‪،‬‬‫وﯾﺷﯾر ﻣؤﺷر )ﻣؤﺷرات(‪/‬ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺑطﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪.‬‬‫‪ o‬ﻓﺻل اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ‬‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻟﻛﻧﮫ ﻻ ﯾﻛﺗﺷف وﺟود ﺗﻧﻔس‪ ،‬ﺗﺻدر أﺻوات ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣﺳﺗﻣرة‪ ،‬ﺛم ﯾﺿﻲء‬‫ﺿوء اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ ﺑﻌد ‪ 15‬دﻗﯾﻘﺔ‪ ،‬وﻋﻧد ﺣدوث ذﻟك‪ ،‬اﻓﺣص اﺗﺻﺎل اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ ﺑﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬وﺗﺄﻛد ﻣن أن‬‫اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ اﻷﻧﻔﯾﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﮭﺎ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻋﻠﻰ وﺟﮭك وﻣن أﻧك ﺗﺗﻧﻔس ﻋﺑر اﻷﻧف‪) ،‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن طﺑﯾﺑك اﻟﺧﺎص‬‫ﻗد ﯾوﺻﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺣزام ﻟﻠذﻗن إذا ﻟزم اﻷﻣر(‪ ،‬وإذا اﺳﺗﻣر اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ ﻓﻲ إﺻدار اﻷﺻوات‪ ،‬ﻓﻘم ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ‬‫ﺑﻣزود اﻟﺟﮭﺎز‪.‬‬‫ﱢ‬‫ﻣﺻدر آﺧر ﻣﺗوﻓر ﻟﻸوﻛﺳﺟﯾن ﻟدﯾك‪ ،‬ﺛم اﺗﺻل‬‫‪ o‬ﺗﺟﺎوز ﺳﻌﺔ ﺟﮭﺎز ‪FreeStyle‬‬‫إذا ﺗﺳﺑب ﻣﻌدل اﻟﺗﻧﻔس ﻓﻲ ﺗﺟﺎوز ﺳﻌﺔ ﺟﮭﺎز ‪ ،FreeStyle‬ﻓﯾﺻدر اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ أﺻوا ًﺗﺎ ﺳرﯾﻌﺔ ﻛل ﻧﺻف‬‫ﺛﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺿﻲء ﺿوء اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ اﻷﺣﻣر ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻘطﻊ‪ ،‬وﻋﻧد ﺣدوث ذﻟك‪ ،‬ﯾﻛون ﺗرﻛﯾز اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟذي ﯾﻘوم‬‫ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﺑﺗزوﯾده ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق ﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟوﺣدة‪ ،‬وﯾﺟب ﻋﻠﯾك ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻠﯾل أي ﻧﺷﺎط‬‫ﺑدﻧﻲ وإﻋﺎدة ﺿﺑط اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ ﻋن طرﯾق إﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل اﻟوﺣدة وﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ ﻣرة أﺧرى‪ ،‬وإذا اﻗﺗﺿت اﻟﺿرورة‬‫ﺑﻌد ذﻟك‪ ،‬ﻗم ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ ﻣﺻدر آﺧر ﻣﺗوﻓر ﻟﻸوﻛﺳﺟﯾن ﻟدﯾك‪ ،‬ﺛم اﺗﺻل ﺑﻣزوﱢ د اﻟﺟﮭﺎز‪.‬‬‫‪ o‬اﻟﺧﻠل اﻟﻌﺎم‬‫إذا ﺻﺎدف ﺟﮭﺎز ‪ً FreeStyle‬‬‫ﺧﻠﻼ ﻋﺎﻣًﺎ‪ ،‬ﻓﯾﺻدر اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ أﺻوا ًﺗﺎ ﺳرﯾﻌﺔ ﻛل ﻧﺻف ﺛﺎﻧﯾﺔ وﯾﺿﻲء ﺿوء‬‫اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ اﻷﺣﻣر ﺑﺎﺳﺗﻣرار‪ ،‬وﻋﻧد ﺣدوث ذﻟك‪ ،‬ﯾﻛون ﺗرﻛﯾز اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟذي ﯾﻘوم ﺟﮭﺎز ‪FreeStyle‬‬‫ﺑﺗزوﯾده أﻗل ﻣن اﻟﻣﻌدل اﻟﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوﺣدة‪ ،‬وﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾك ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر‬‫ﺑﻣزود اﻟﺟﮭﺎز‪.‬‬‫ﱢ‬‫إﻟﻰ ﻣﺻدر آﺧر ﻣﺗوﻓر ﻟﻸوﻛﺳﺟﯾن ﻟدﯾك‪ ،‬ﺛم اﻻﺗﺻﺎل‬‫ﻻ ُﺗﺳﺗﺧدم ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺣﯾﺎة‪ .‬وﻗد ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣرﺿﻰ ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﺳن أو اﻷطﻔﺎل ﻣﻣن ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﯾﮭم‬‫اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧزﻋﺎج أﺛﻧﺎء اﺳﺗﺧدام ھذا اﻟﺟﮭﺎز إﻟﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣراﻗﺑﺔ‪ ،‬وﻗد ﯾﺣﺗﺎج أﯾﺿًﺎ‬‫اﻟﻣرﺿﻰ ﻣﻣن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن إﻋﺎﻗﺎت ﺳﻣﻌﯾﺔ و‪/‬أو ﺑﺻرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻊ أدوات اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ‬‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ‪.‬‬‫‪AR-29‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑﯾﮭﺎت‪/‬اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺿوﺋﯾﺔ ﺑﺟﮭﺎز ‪FreeStyle‬‬‫اﻟﺣﺎﻟﺔ‬‫اﻟﻣؤﺷر‬‫اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ اﻟﻣﺳﻣوع‬‫اﻟﺿوء‬‫اﻟدﻻﻟﺔ‬‫ﻗﺻﯾر‪ ،‬ﻣﺳﺗﻣر ﻋﻧد ﺑدء )أﺧﺿر( ﻧﺑض؛ ﺿوء ﺗم ﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز‬‫ﻣﺳﺗﻣر‬‫اﻟﺗﺷﻐﯾل‬‫‪FreeStyle‬‬‫اﻟﻣؤﺷر‬‫اﻟﻣؤﺷر‬‫ﻻ ﯾوﺟد‬‫ﻣؤﺷر اﻟﻣﺳﺗوى‬‫اﻟﻣؤﺷر‬‫ﻻ ﯾوﺟد‬‫)أﺻﻔر( ﺿوء ﻣﺳﺗﻣر ﺿرورة إﺟراء ﺻﯾﺎﻧﺔ‪.‬‬‫اﻟﺣﺎﻟﺔ‬‫ﯾﻣﻛﻧك ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز‬‫‪ FreeStyle‬اﻟﺧﺎص ﺑك‪.‬‬‫)أﺧﺿر( ﻧﺑض؛ ﺿوء ﯾﻘوم ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬اﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﺟﮭﺎز‬‫ﻣﺗﻘطﻊ‬‫ﺑﺗوﺻﯾل اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻋﻠﻰ ‪ FreeStyle‬ﺑﺻورة طﺑﯾﻌﯾﺔ‪.‬‬‫ھﯾﺋﺔ ﺗدﻓق ﻧﺑﺿﺎت‪.‬‬‫ﻻ ﯾوﺟد‬‫اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ اﻟﻣﺳﻣوع‬‫اﻹﺟراء‬‫اﻟﺿوء‬‫ﻣﺳﺗوى ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪.‬‬‫اﺷﺣن ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ‪.‬‬‫ﻗم ﺑﺈرﺟﺎع اﻟوﺣدة إﻟﻰ ﻣزوﱢ د‬‫اﻟﺟﮭﺎز ﻟﻠﻔﺣص‪/‬اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ‪.‬‬‫اﻟدﻻﻟﺔ‬‫اﻹﺟراء‬‫ﻟم ﺗﻛﺗﺷف اﻟوﺣدة أي‬‫ﺗﻧﻔس ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ‬‫ﻣﺣددة ﻣﺳﺑ ًﻘﺎ‪.‬‬‫اﻓﺣص ﺗوﺻﯾل اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ‪ .‬ﺗﺄﻛد‬‫ﻣن أﻧك ﺗﺗﻧﻔس ﻋﺑر اﻷﻧف‪.‬‬‫ﻋﻧد اﺳﺗﻣرار اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ ﻓﻲ‬‫إﺻدار اﻷﺻوات‪ ،‬اﺗﺻل‬‫ﺑﻣزوﱢ د اﻟﺟﮭﺎز‪.‬‬‫اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ‬‫ﻣﺳﺗﻣر‪:‬‬‫ﺻﻔﯾر‬‫)أﺣﻣر( اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ؛‬‫ﺿوء ﻣﺳﺗﻣر‬‫اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ‬‫ﺻوت ﻣﺗﻘطﻊ‪:‬‬‫ﺻﻔﯾر‪ ،‬ﺻﻔﯾر‪،‬‬‫ﺻﻔﯾر…‬‫ﺟﮭد اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔض ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﺟﮭﺎز‬‫زر ‪BATT‬‬‫‪ FreeStyle‬ﺑﻣﻘﺑس ﺗﯾﺎر‬‫)اﻷﺻﻔر( اﻟﺧﺎص ﺟ ًدا ﻟﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز‬‫ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪%25‬؛ ﻣؤﺷر ‪.FreeStyle‬‬‫ﻣﺗردد أو ﻣﻘﺑس ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر‬‫ﻓﻲ اﻟﺣﺎل‪.‬‬‫اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‬‫اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ‬‫ﺻوت ﻣﺗﻘطﻊ‬‫ﺳرﯾﻊ‪:‬‬‫ﺻﻔﯾر‪ ،‬ﺻﻔﯾر‪،‬‬‫ﺻﻔﯾر…‬‫)أﺣﻣر( ﺗﻧﺑﯾﮫ؛‬‫ﺿوء ﻣﺗﻘطﻊ‬‫ﻣﻌدل اﻟﺗﻧﻔس ﯾﺗﺟﺎوز‬‫ﺳﻌﺔ ﺟﮭﺎز‬‫‪.FreeStyle‬‬‫ﻗم ﺑﺗﻘﻠﯾل اﻟﻧﺷﺎط‪ ،‬ﺛم ﺑﻌد ذﻟك‬‫اﺳﺗﺧدم ﻣﺻدرً ا آﺧر ﻣﺗوﻓر‬‫ﻟﻸوﻛﺳﺟﯾن ﻟدﯾك إذا اﻗﺗﺿت‬‫اﻟﺿرورة‪ .‬واﺗﺻل ﺑﻣزوﱢ د‬‫اﻟﺟﮭﺎز‪.‬‬‫اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ‬‫ﺻوت ﻣﺗﻘطﻊ‬‫ﺳرﯾﻊ‪:‬‬‫ﺻﻔﯾر‪ ،‬ﺻﻔﯾر‪،‬‬‫ﺻﻔﯾر…‬‫)أﺣﻣر( اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ؛‬‫ﺿوء ﻣﺳﺗﻣر‬‫ﯾوﺟد ﺧﻠل ﻋﺎم ﺑﺟﮭﺎز‬‫‪.FreeStyle‬‬‫ﻗم ﺑﺈﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﮭﺎز‪.‬‬‫واﻟﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ ﻣﺻدر آﺧر‬‫ﺑﻣزود‬‫ﱢ‬‫ﻟﻸوﻛﺳﺟﯾن‪ ،‬واﺗﺻل‬‫اﻟﺟﮭﺎز‪.‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR-30‬‬

‫™‪FreeStyle‬‬‫‪AR‬‬‫اﻟﺗﻧظﯾف واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ‬‫اﻟﻛﺎﺑﯾﻧﺔ‬‫ﻗم ﺑﺈﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز ‪ ،FreeStyle‬ﺛم اﻓﺻل ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﻣن ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻗﺑل‬‫ﺗﻧظﯾف اﻟﻛﺎﺑﯾﻧﺔ‪.‬‬‫ﻻ ﺗﺿﻊ ﺳﺎﺋﻼً ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻟﺗﻧظﯾﻔﮫ‪ .‬وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب‬‫ﻓﯾﮭﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر‪ ،‬وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻ ﱢﻧﻌﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ‪ :‬اﻟﻛﺣول واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ‬‫ﻣن اﻟﻛﺣول واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣرﻛزة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻣن اﻟﻛﻠور )ﻣﺛل ﻛﻠورﯾد اﻹﯾﺛﯾﻠﯾن(‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‬‫اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻣن اﻟﺑﺗرول )ﻣﺛل ‪ ،Pine-Sol‬واﻟﻠﯾﺳﺗوﯾل(‪ ،‬ﯾﺟب "ﻋدم" اﺳﺗﺧدام ھذه اﻟﻣواد ﻓﻲ ﺗﻧظﯾف اﻟﻐطﺎء‬‫اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻷﻧﮭﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻠف اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك اﻟﻣوﺟود ﺑﺎﻟوﺣدة‪.‬‬‫اﺳﺗﺑدل اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺷﻛل دوري ﺑﻌد اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺎدي‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن اﻹﻣدادات اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ‬‫ﻣﺗوﻓرة ﻟدى ﻣزوﱢ د اﻟﺟﮭﺎز‪.‬‬‫وﺧﺎل ﻣن اﻟرطوﺑﺔ واﻷﺗرﺑﺔ‪ .‬ﻗم ﺑﺗﻧظﯾف اﻟﻐطﺎء اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﻲ ﺑﺻﻔﺔ‬‫اﺣﺗﻔظ ﺑﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻧظﯾف‬‫ٍ‬‫دورﯾﺔ ﺑﻣﺳﺣﮫ ﺑﻘطﻌﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﺎش اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟوﺑر أو ﺑﻣﻧظف ﻣﻧزﻟﻲ ﻣﻌﺗدل ﻣﻊ ﻗطﻌﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﺎش اﻟﻣﺑﻠل أو‬‫ﻗطﻌﺔ ﻣن اﻹﺳﻔﻧﺞ‪ ،‬ﻣﻊ اﻻھﺗﻣﺎم اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺧرج اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﺧﺎص ﺑوﺻﻠﺔ اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺑﻘﺎﺋﮫ ﺧﺎﻟﯾًﺎ ﻣن‬‫اﻷﺗرﺑﺔ واﻟﻣﺎء واﻟﺟزﯾﺋﺎت اﻷﺧرى‪.‬‬‫ﻟﺗﺟﻧب إﺑطﺎل ﺿﻣﺎن ﺷرﻛﺔ ‪ ،AirSep‬ا ّﺗﺑﻊ ﺟﻣﯾﻊ إرﺷﺎدات اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻ ﱢﻧﻌﺔ‪.‬‬‫‪AR-31‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫اﻟﻔﻠﺗر‬‫ﻓﻠﺗر ﻣدﺧل اﻟﮭواء‬‫ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ ﻏطﺎء اﻟﺟزء اﻷﻣﺎﻣﻲ اﻟﺳﻔﻠﻲ ﺑﺎﻟوﺣدة ﻣرة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أﺳﺑوﻋﯾًﺎ‪ ،‬واﻏﺳل ﻓﻠﺗر ﻣدﺧل اﻟﮭواء اﻟﻣوﺟود داﺧل‬‫ﻣزود اﻟﺟﮭﺎز ﺑﺗﻧظﯾف اﻟوﺣدة أﻛﺛر ﻣن ﻣرة وﻓ ًﻘﺎ ﻟظروف اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك‪ .‬ا ّﺗﺑﻊ اﻟﺧطوات‬‫اﻟﻐطﺎء‪ .‬ﻗد ﯾﻧﺻﺣك ﱢ‬‫اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾف ﻓﻠﺗر ﻣدﺧل اﻟﮭواء ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ‪:‬‬‫‪.1‬‬‫اﻧزع اﻟﻔﻠﺗر ﻣن ﻏطﺎء ﻓﻠﺗر ﻣدﺧل اﻟﮭواء‪ ،‬واﻏﺳﻠﮫ ﺑﻣﺣﻠول داﻓﻲء ﻣن اﻟﻣﺎء واﻟﺻﺎﺑون‪.‬‬‫‪.2‬‬‫اﺷطف اﻟﻔﻠﺗر ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪ ،‬وﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻣﺎء اﻟﻔﺎﺋض ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻧﺷﻔﺔ ﻧﺎﻋﻣﺔ ﻟﮭﺎ ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﺻﺎص‪ ،‬وﺗﺄﻛد ﻣن‬‫أن اﻟﻔﻠﺗر ﺟﺎف ﻗﺑل اﺳﺗﺑداﻟﮫ‪.‬‬‫‪.3‬‬‫اﺳﺗﺑدل اﻟﻔﻠﺗر اﻟﺟﺎف‪.‬‬‫ﻻ ﺗﻘم ﺑﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬دون أن ﯾﻛون ﻓﻠﺗر ﻣدﺧل اﻟﮭواء ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺧﺻص ﻟﮫ‪ ،‬وإذا ﻛﺎن‬‫ﻟدﯾك ﻓﻠﺗر ﺛﺎن‪ ،‬ﻓﺄدﺧل اﻟﻔﻠﺗر "اﻟﺑدﯾل" ﻗﺑل ﺗﻧظﯾف اﻟﻔﻠﺗر اﻟﻣﺗﺳﺦ‪.‬‬‫ﻻ ﺗوﺻﻲ ﺷرﻛﺔ ‪ AirSep‬ﺑﺗﻌﻘﯾم ھذا اﻟﺟﮭﺎز‪.‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR-32‬‬‫‪AR‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫ﺣﻘﯾﺑﺔ اﻟﺣﻣل‬‫ﻟﺗﻧظﯾف ﺣﻘﯾﺑﺔ اﻟﺣﻣل واﻟﺣزام‪ ،‬ﻗم ﺑﺗﻧظﯾﻔﮭﺎ ﺑﻔرﺷﺎة ﻓﻘط ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺎء داﻓﻲء وﺻﺎﺑون )دون ﻏﻣر اﻟﺣﻘﯾﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎء(‪ ،‬ﺛم‬‫اﺗرﻛﮭﻣﺎ ﯾﺟﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﮭواء‪ .‬وﻻ ﺗﻘم ﺑﻐﺳل اﻟﺣﻘﯾﺑﺔ أو ﺗﺟﻔﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ‪.‬‬‫اﻟﻌرض اﻟﻣزدوج‬‫ﯾﻠزم إﺟراء ﺻﯾﺎﻧﺔ )أﺻﻔر(‬‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ )أﺣﻣر(‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :25‬ﻣؤﺷر ﺿرورة إﺟراء ﻓﺣص‪/‬ﺻﯾﺎﻧﺔ‬‫ﻣؤﺷر اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ‪/‬اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ‬‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺿﻲء ﻣؤﺷر اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ‪/‬اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ )اﻷﺻﻔر(‪ ،‬ﻓﯾدل ذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻗد ﺣﺎن اﻟوﻗت ﻟﯾﺗم ﻓﺣص أو ﺻﯾﺎﻧﺔ ﺟﮭﺎز‬‫ﻣزود اﻟﺟﮭﺎز ﺑﺈﺟراء أي أﻋﻣﺎل ﺿرورﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﻷداء‪،‬‬‫ﻣزود اﻟﺟﮭﺎز‪ .‬ﺑﻌد ﻗﯾﺎم ﱢ‬‫‪ FreeStyle‬ﺑواﺳطﺔ ﱢ‬‫ﺳﯾﺗم إﻋﺎدة ﺿﺑط ﺿوء ﻣؤﺷر اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ‪/‬اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ‪.‬‬‫‪AR-33‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫ﻣﻠﺣﻘﺎت ﺟﮭﺎز ‪FreeStyle‬‬‫ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷدء اﻟﻣﻧﺎﺳب واﻷﻣﺎن اﻟﻼزم‪ ،‬اﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ واﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺷرﻛﺔ ‪ AirSep‬ﻓﻘط ﻣن ﺧﻼل‬‫ﻣزود اﻷﺟﮭزة‪ .‬ﻗد ﯾؤﺛر اﺳﺗﺧدام ﻣﻠﺣﻘﺎت ﻟﯾﺳت ﻣدرﺟﺔ أدﻧﺎه ﻋﻛﺳﯾًﺎ ﻋﻠﻰ أداء ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle‬اﻟﻣﺣﻣول‬‫ﱢ‬‫و‪/‬أو ﺳﻼﻣﺗﮫ‬‫رﻗم اﻟﺟزء‪/‬اﻟوﺻف‬‫ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﻘﺎﺋب أﺟﮭزة ‪ Freestyle‬ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬‫ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ‪:‬‬‫‪MI320-1‬‬‫ﺣﻘﯾﺑﺔ ﺣﻣل ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت‬‫‪MI283-1‬‬‫ﺣﻘﯾﺑﺔ ﺣﻣل ﻟﺟﮭﺎز ‪FreeStyle‬‬‫‪MI304-1‬‬‫ﺣزام اﻟﻛﺗف ﻟﺟﮭﺎز ‪) FreeStyle‬ﺟزء ﻣن ‪(MI283-1‬‬‫‪CD034-1‬‬‫ﺳﻠك ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ ﻣﺳﺗﻣر )‪ 33‬ﺑوﺻﺔ ‪ 860 /‬ﻣم(‬‫‪1-PW022‬‬‫أو ‪ 2‬أو ‪ 3‬أو‬‫‪4‬‬‫ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ ﻣﺳﺗﻣر‪/‬ﻣﺗردد ﺷﺎﻣل ﻣﻊ ﺷﺎﺣن ﺑطﺎرﯾﺔ ﯾﺗﺿﻣن أﺳﻼك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‬‫اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣطﺑق‪:‬‬‫‪ PW022-1‬ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ ﻣﺗردد‪/‬ﻣﺳﺗﻣر ﺷﺎﻣل )‪ 4‬أﻗدام ‪ 1.2 /‬م( ﻣﻊ ﺳﻠك ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ ‪CD023-‬‬‫‪ 2‬ﺑﻘدرة ‪ 120‬ﻓوﻟت )‪ 8‬أﻗدام ‪ 2.4 /‬م(‪ ،‬و‬‫ﺳﻠك ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ ﻣﺳﺗﻣر ‪ 33) CD034-1‬ﺑوﺻﺔ ‪ 860 /‬ﻣم(‬‫‪ PW022-2‬ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ ﻣﺗردد‪/‬ﻣﺳﺗﻣر ﺷﺎﻣل )‪ 4‬أﻗدام ‪ 1.2 /‬م( ﻣﻊ ﺳﻠك ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ أوروﺑﻲ‬‫‪ 8) CD017-2‬أﻗدام ‪ -‬ﺑوﺻﺗﺎن ‪ 2.5 /‬م(‪ ،‬و‬‫ﺳﻠك ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ ﻣﺳﺗﻣر ‪ 33) CD034-1‬ﺑوﺻﺔ ‪ 860 /‬ﻣم(‬‫‪ PW022-3‬ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ ﻣﺗردد‪/‬ﻣﺳﺗﻣر ﺷﺎﻣل )‪ 4‬أﻗدام ‪ 1.2 /‬م( ﻣﻊ ﺳﻠك ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ أﺳﺗراﻟﻲ‬‫‪ CD025-1‬ﺑﻘدرة ‪ 250‬ﻓوﻟت ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد )‪ 6‬أﻗدام‪ 6-‬ﺑوﺻﺔ ‪ 2.6 /‬م(‪ ،‬و‬‫ﺳﻠك ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر ‪ 33) CD034-1‬ﺑوﺻﺔ ‪ 860 /‬ﻣم(‬‫‪ PW022-4‬ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد‪/‬ﻣﺳﺗﻣر ﺷﺎﻣل )‪ 4‬أﻗدام ‪ 1.2 /‬م( ﻣﻊ ﺳﻠك ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﻲ‬‫‪ 8) CD017-4‬أﻗدام ‪ -‬ﺑوﺻﺗﺎن ‪ 2.5 /‬م(‪ ،‬و‬‫ﺳﻠك ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر ‪ 33) CD034-1‬ﺑوﺻﺔ ‪ 860 /‬ﻣم(‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR-34‬‬

‫™‪FreeStyle‬‬‫‪AR‬‬‫ﯾﺗﺿﻣن ﺣزام ‪ AirBelt‬اﻻﺧﺗﯾﺎري ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬‫‪ 1-BT017‬أو‬‫‪ 2‬أو ‪ 3‬أو ‪4‬‬‫ﺣزام ‪ AirBelt‬ﻣﻊ ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ ﯾﺗﺿﻣن أﺳﻼك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣطﺑق‪:‬‬‫‪BT017-1‬‬‫ﺣزام ‪ AirBelt‬ﻣﻊ ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ ‪ BT017) PW008-1‬طول اﻟﺳﻠك اﻟﻣﻣﺗد ‪ 4‬أﻗدام‬‫‪ 1.2 /‬م( ﻣﻊ ﺳﻠك ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ ‪ CD023-2‬ﺑﻘدرة ‪ 120‬ﻓوﻟت ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد‬‫)‪ 8‬أﻗدام ‪ 2.4 /‬م(‬‫‪BT017-2‬‬‫ﺣزام ‪ AirBelt‬ﻣﻊ ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ ‪ BT017) PW008-2‬طول اﻟﺳﻠك اﻟﻣﻣﺗد ‪ 4‬أﻗدام‬‫‪ 1.2 /‬م( ﻣﻊ ﺳﻠك ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ أوروﺑﻲ ‪ 8) CD017-2‬أﻗدام‪-‬ﺑوﺻﺗﺎن ‪ 2.5 /‬م(‬‫‪BT017-3‬‬‫ﺣزام ‪ AirBelt‬ﻣﻊ ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ ‪ BT017) PW008-3‬طول اﻟﺳﻠك اﻟﻣﻣﺗد ‪ 4‬أﻗدام ‪/‬‬‫‪ 1.2‬م( ﻣﻊ ﺳﻠك ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ أﺳﺗراﻟﻲ ‪ CD025-1‬ﺑﻘدرة ‪ 250‬ﻓوﻟت ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد )‪ 6‬أﻗدام‪6-‬‬‫ﺑوﺻﺔ ‪ 2.6 /‬م(‬‫‪BT017-4‬‬‫ﺣزام ‪ AirBelt‬ﻣﻊ ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ ‪ BT017) PW008-4‬طول اﻟﺳﻠك اﻟﻣﻣﺗد ‪ 4‬أﻗدام‬‫‪ 1.2 /‬م( ﻣﻊ ﺳﻠك ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﻲ ‪ 8) CD017-4‬أﻗدام‪-‬ﺑوﺻﺗﺎن ‪ 2.5 /‬م(‬‫ﺧﯾﺎرات أﺧرى أو إﺿﺎﻓﯾﺔ‪:‬‬‫‪MI240-2‬‬‫‪MI078-1‬‬‫ﻣوﺳﻊ ﺣزام ‪AirBelt‬‬‫إﺻدار ﻓﯾﻠﻛرو ﺟدﯾد ﻟﻣوﺳﻊ ﺣزام ‪AirBelt‬‬‫‪MI284-1‬‬‫ﺧﯾﺎر طﻘم اﻟﻛﺗف اﻟذي ﯾﺗﯾﺢ ﻟك ﺗﺣوﯾل ﺣﻘﯾﺑﺔ اﻟﺣﻣل اﻟﻣزودة ﻣﻊ ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬إﻟﻰ‬‫ﺣﻘﯾﺑﺔ ظﮭر‬‫‪FI144-1‬‬‫ﻓﻠﺗر ﻣدﺧل اﻟﮭواء‬‫ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﺳﺗﺧدام ﻛﺑﻼت وﻣﺣوﻻت أﺧرى ﻏﯾر اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﺗزاﯾد اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ‬‫ﺿﻌف ﻣﻧﺎﻋﺔ ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ ،FreeStyle‬ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﻛﺑﻼت واﻟﻣﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾﻌﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ‬‫اﻟﻣﺻ ﱢﻧﻌﺔ ﻟﻠﺟﮭﺎز اﻟطﺑﻲ اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﻛﻘطﻊ ﻏﯾﺎر ﻟﻠﻣﻛوﻧﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪.‬‬‫‪AR-35‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫اﻟﻣواد اﻟﻣﻼﻣﺳﺔ ﻟﻠﻣرﯾض ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫ﻏطﺎء ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ ..... ................................‬اﻟﻔﻠﺗرا‪/‬اﻷﻛرﯾﻠوﻧﯾﺗرﯾل ﺑوﺗﺎدﯾن‬‫ﺳﺗﺎﯾرﯾن‪/‬اﻟﺑوﻟﯾﺳﺗرﯾن‬‫ﻟوﺣﺔ ﺗﺣﻛم ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ ................................‬اﻟﺑوﻟﻲ إﺳﺗر ‪ EBG7‬أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮫ‬‫ﺑﺎب ﻟوﺣﺔ اﻟﺗﺣﻛم ‪ ............ ................................‬اﻟﺑوﻟﻲ ﻛرﺑوﻧﯾت‬‫ﻣﻘﺑض اﻟﻣوﻟد ‪ ................ ................................‬اﻟﺑوﻟﻲ ﻛرﺑوﻧﯾت‬‫ﻓوھﺔ‪ ،‬ﻣﺧرج اﻟﻐﺎز ‪ ......... ................................‬اﻟﺑوﻟﻲ ﻛرﺑوﻧﯾت‬‫ﻣﻠﺻق اﻟوﺣدة ‪ ............... ................................‬اﻟﻠﯾﻛﺳﺎن‬‫أﺳﻼك ﻣﻠﻔوﻓﺔ ‪ ................ ................................‬اﻟﺑوﻟﻲ ﯾورﯾﺛﺎن‬‫وﺻﻼت اﻟﺳﻠك ‪ .............. ................................‬اﻟﺑوﻟﻲ ﻛرﺑوﻧﯾت‪/‬ﻛﻠورﯾد اﻟﻔﯾﻧﯾل‬‫ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ‪ .......... ................................‬اﻟﺑوﻟﻲ ﻓﯾﻧﯾل ﻛﻠورﯾد‪ ،‬ﻣﻌدن‬‫ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ‪ ....... ................................‬اﻟﻠﯾﻛﺳﺎن ‪) 940‬اﻟﺑوﻟﻲ ﻛرﺑوﻧﯾت(‬‫ﺣزﻣﺔ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ‪ ............... ................................‬اﻟﻠﯾﻛﺳﺎن ‪945‬‬‫ﺣزﻣﺔ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻠﺻﻘﺎت ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ‪ ..........‬ﻏﺷﺎء اﻟﺑوﻟﻲ إﺳﺗر‬‫ﺣﻘﯾﺑﺔ ﺣﻣل اﻟﻣوﻟد ‪ %100 ............ ................................‬أﻟﯾﺎف دﻗﯾﻘﺔ ﻣن اﻟﺑوﻟﻲ إﺳﺗر ﻣﻊ‬‫دﻋﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﺑوﻟﻲ ﻓﯾﻧﯾل ﻛﻠورﯾد‬‫ﺣﻘﯾﺑﺔ ﺣﻣل اﻟﺑطﺎرﯾﺔ واﻟﺣزام واﻟرﺑﺎط ‪ %100 ......................‬أﻟﯾﺎف دﻗﯾﻘﺔ ﻣن اﻟﺑوﻟﻲ إﺳﺗر ﻣﻊ‬‫دﻋﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﺑوﻟﻲ ﻓﯾﻧﯾل ﻛﻠورﯾد‬‫اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺈﻣدادات اﻷوﻛﺳﺟﯾن‬‫ﻣزود اﻟﺟﮭﺎز ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺻدر آﺧر ﻣن اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﺧﻠل ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ أو‬‫ﻗد ﯾوﺻﻲ ﱢ‬‫اﻧﻘطﺎع اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‪.‬‬‫اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﻣﺷﻛﻼت وإﺻﻼﺣﮭﺎ‬‫ﺗم ﺗﺻﻣﯾم ﻣﻧﺗﺞ ‪ FreeStyle‬ﻻﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻷﻋوام دون ﺣدوث أي ﻣﺷﻛﻼت‪.‬‬‫إذا ﻟم ﯾﻌﻣل ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle‬اﻟﻣﺣﻣول ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم‪ ،‬ﻓراﺟﻊ اﻟﺟدول اﻟﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼطﻼع‬‫ﻣزود اﻟﺟﮭﺎز‪ ،‬إذا ﻟزم اﻷﻣر‪.‬‬‫ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑﺎب واﻟﺣﻠول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ‪ ،‬واﺳﺗﺷر ﱢ‬‫ﻻ ﺗﺣﺎول إﺟراء أي ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟﻠﺟﮭﺎز ﺑﺧﻼف اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ أدﻧﺎه‪.‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR-36‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫‪AR‬‬‫اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ‬‫اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺣﺗﻣل‬‫اﻟﺣل‬‫ﻻ ﯾﻌﻣل ﺟﮭﺎز ‪FreeStyle‬‬‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﺗﺣدﯾد‬‫ﻣﻌدل ﺗدﻓق اﻟﻧﺑض‪.‬‬‫اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻓﺎرﻏﺔ‬‫ﻗم ﺑﺗزوﯾد اﻟوﺣدة ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻣن ﺧﻼل‬‫ﻣﻘﺑس ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر أو آﺧر ﻣﺗردد‪.‬‬‫ﺧﻠل ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف‪.‬‬‫اﺗﺻل ﺑﻣزوﱢ د اﻟﺟﮭﺎز وﻗم ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ‬‫ﻣﺻدر آﺧر ﻣن اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﻠزم‬‫اﻷﻣر‪.‬‬‫اﻓﺣص ﺗوﺻﯾل اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ‪.‬‬‫ﺗﺻدر أﺻوات ﺗﻧﺑﯾﮭﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة‬‫وﯾﺿﻲء ﺿوء اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ )اﻷﺣﻣر(‬‫ﺑﺎﺳﺗﻣرار‪.‬‬‫ﻟم ﯾﻛﺗﺷف ﺟﮭﺎز ‪FreeStyle‬‬‫وﺟود ﺗﻧﻔس ﻟﻣدة ‪ 15‬دﻗﯾﻘﺔ‪.‬‬‫ﺗﺻدر أﺻوات ﺗﻧﺑﯾﮭﯾﺔ ﻣﺗﻘطﻌﺔ‬‫وﯾﺿﻲء ﺿوء اﻟزر ‪BATT‬‬‫)اﻷﺻﻔر( ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻘطﻊ‪.‬‬‫اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺷﺣن‪.‬‬‫ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل اﻟﺟﮭﺎز ﺑﻣﻘﺑس ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر‬‫أو ﻣﺗردد ﺧﻼل دﻗﯾﻘﺗﯾن أو ﻗم‬‫ﺑﺎﻟﺗوﺻﯾل ﺑﺣزام ‪AirBelt‬‬‫اﻻﺧﺗﯾﺎري‪.‬‬‫ﺗﺻدر أﺻوات ﺗﻧﺑﯾﮭﯾﺔ ﺳرﯾﻌﺔ‬‫وﯾﺿﻲء ﺿوء اﻟزر ‪BATT‬‬‫)اﻷﺻﻔر( ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻘطﻊ وﯾﺗوﻗف‬‫ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻋن اﻟﻌﻣل‪.‬‬‫ﺟﮭد اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔض ﺟ ًدا‬‫ﻟﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز ‪.FreeStyle‬‬‫ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل اﻟﺟﮭﺎز ﺑﻣﻘﺑس ﺗﯾﺎر‬‫ﻣﺳﺗﻣر أو ﻣﺗردد ﻋﻠﻰ اﻟﻔور‪.‬‬‫ﺗﺻدر أﺻوات ﺗﻧﺑﯾﮭﯾﺔ ﻣﺗﻘطﻌﺔ‬‫وﯾﺿﻲء ﺿوء اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ )اﻷﺣﻣر(‬‫ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻘطﻊ‪.‬‬‫ﺗﺟﺎوز ﻣﻌدل اﻟﺗﻧﻔس ﺳﻌﺔ ﺟﮭﺎز‬‫‪.FreeStyle‬‬‫ﻗم ﺑﺗﻘﻠﯾل اﻟﻧﺷﺎط‪ ،‬وإﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل‬‫اﻟوﺣدة‪ ،‬ﺛم ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ ﻣرة أﺧرى ﻹﻋﺎدة‬‫ﺿﺑطﮭﺎ‪ ،‬وﻗم ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ ﻣﺻدر آﺧر‬‫ﻣﺗوﻓر ﻟﻸوﻛﺳﺟﯾن ﻟدﯾك‪ ،‬ﺛم اﺗﺻل‬‫ﺑﻣزود اﻟﺟﮭﺎز‪ ،‬إذا ﻟزم اﻷﻣر‪.‬‬‫ﱢ‬‫ﺗﺻدر أﺻوات ﺗﻧﺑﯾﮭﯾﺔ ﻣﺗﻘطﻌﺔ‬‫وﯾﺿﻲء ﺿوء اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ )اﻷﺣﻣر(‬‫ﺑﺎﺳﺗﻣرار‪.‬‬‫ﺣدث ﺧﻠل ﻋﺎم‪.‬‬‫ﻗم ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ ﻣﺻدر آﺧر ﻣﺗوﻓر‬‫ﺑﻣزود‬‫ﱢ‬‫ﻟﻸوﻛﺳﺟﯾن ﻟدﯾك واﺗﺻل‬‫اﻟﺟﮭﺎز‪.‬‬‫ﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم وﺟود ﺛﻧﻲ ﺑﺄﻧﺑوب اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ‪.‬‬‫ﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﮭﺎ اﻟﺻﺣﯾﺢ‬‫وﻣن أﻧك ﺗﺗﻧﻔس ﻣن ﺧﻼل اﻷﻧف‪.‬‬‫ﻟﻠﺗﻧﻔس ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔم‪ ،‬ﻗد ﯾوﺻﻲ‬‫طﺑﯾﺑك اﻟﺧﺎص ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺣزام ﻟﻠذﻗن‪.‬‬‫‪AR-37‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ‬‫اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺣﺗﻣل‬‫اﻟﺣل‬‫ﻻ ﯾﺑدأ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﮭﺎز ﺑطﺎﻗﺔ‬‫اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪.‬‬‫ﻗد ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺟﮭﺎز ﺳﺎﺧ ًﻧﺎ أو ﺑﺎر ًدا‬‫ﻋﻧد ﺗرﻛﮭﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻓﻲ ﺳﯾﺎرة‬‫ً‬‫ﻣﺛﻼ‪.‬‬‫اﺗرك اﻟﺟﮭﺎز ﺣﺗﻰ ﯾﺻل إﻟﻰ درﺟﺔ‬‫ﺣرارة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻗد ﯾﺳﺗﻐرق‬‫ھذا اﻷﻣر ﻋدة دﻗﺎﺋق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرﺿﮫ‬‫ﻟدرﺟﺎت ﺣرارة ﺷدﯾدة اﻻرﺗﻔﺎع‪.‬‬‫ﺑﺻﻔﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ‪ ،‬ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﻣﺻدر‬‫اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد‪/‬اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺷﺎﻣل ﻟدﯾك‬‫ﺑﻣدﺧل اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ اﻟﺧﺎص‬‫ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز وﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‬‫ﻹﻋﺎدة ﺿﺑط اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ‬‫ﻟﻠﺟﮭﺎز‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻠزم اﻷﻣر‪.‬‬‫ﺗﺄﺧر إﻋﺎدة ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‬‫اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪.‬‬‫ﺗﺟﺎوزت اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ درﺟﺔ‬‫ﺣرارة اﻟﺷﺣن‪.‬‬‫ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾل اﻟوﺣدة‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟك‪،‬‬‫ﻗد ﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺷﺣن ﺣﺗﻰ‬‫ﺗﻧﺧﻔض درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪.‬‬‫)راﺟﻊ اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺔ ‪(.9‬‬‫ﺗﺻدر أﺻوات ﺗﻧﺑﯾﮭﯾﺔ ﻋن‬‫اﻟﺟﮭﺎز ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎرة‬‫وﻣﺗﺻل ﺑﻣﻘﺑس ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر‪.‬‬‫ﻻ ﯾﺗم ﺗزوﯾد اﻟﺟﮭﺎز ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء‬‫ﻋﻧد ﻧﻔﺎد اﻟﺑطﺎرﯾﺔ وﻋدم اﻟﺷﺣن‬‫ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺑس اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر‪.‬‬‫اﻓﺻل ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر‪/‬اﻟﻣﺗردد‬‫اﻟﺷﺎﻣل ﻣن ﻣﻘﺑس اﻟﺳﯾﺎرة وأﻋد ﺗﺷﻐﯾل‬‫اﻟﺳﯾﺎرة‪ ،‬وﺑﻌد ذﻟك‪ ،‬أﻋد ﺗوﺻﯾل‬‫ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﺑﻣﻘﺑس اﻟﺗﯾﺎر‬‫اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎﻟﺳﯾﺎرة ﻹﻋﺎدة ﺿﺑط ﻗﺎطﻊ‬‫اﻟﺗﯾﺎر داﺧل ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر‪.‬‬‫ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻷﺧرى‪.‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫ﻗم ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ ﻣﺻدر آﺧر ﻣﺗوﻓر‬‫ﺑﻣزود‬‫ﱢ‬‫ﻟﻸوﻛﺳﺟﯾن ﻟدﯾك واﺗﺻل‬‫اﻟﺟﮭﺎز‪.‬‬‫‪AR-38‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫‪AR‬‬‫ﻣواﺻﻔﺎت ﺟﮭﺎز ‪FreeStyle‬‬‫ﺗوﻟﯾد اﻷوﻛﺳﺟﯾن‪*:‬‬‫اﻷﺑﻌﺎد‪:‬‬‫اﻟوزن‪:‬‬‫اﻟطﺎﻗﺔ‪:‬‬‫ﻓﺗرة اﺳﺗﺧدام اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‬‫)ﺑطﺎرﯾﺔ اﻟﻠﯾﺛﯾوم اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ‬‫ﻹﻋﺎدة اﻟﺷﺣن(‬‫ﻣدة إﻋﺎدة ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪:‬‬‫ﻣدة اﻟﺗﺳﺧﯾن‪:‬‬‫دورة ﺣﯾﺎة اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪:‬‬‫اﻟﺗﻧﺑﯾﮭﺎت اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ‪،‬‬‫وﻣؤﺷرات اﻟﻧﺑض اﻟﻣرﺋﯾﺔ‪:‬‬‫اﻟﺻوت‪:‬‬‫**ﻧطﺎق درﺟﺔ اﻟﺣرارة‪:‬‬‫**اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻻرﺗﻔﺎع‬‫اﻟﺗﺷﻐﯾل‪:‬‬‫إﻋدادات ﻧﺑض ﻣن ‪ 1‬إﻟﻰ ‪ ;3‬ﻣﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﺗدﻓق ﻣﺳﺗﻣر ﻣن اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪%90‬‬‫‪%3- / 5.5+‬‬‫إﻋدادات ﻣﻌدل اﻟﺗدﻓق‪ 1 :‬و‪ 2‬و‪ 3‬ﻟﺗر ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ )ﯾﻛﺎﻓﻲء اﻟﺗدﻓق اﻟﻣﺳﺗﻣر(‬‫إﻋدادات ‪ 1‬ﻣن ﺧﻼل ‪%10± 3‬‬‫‪ 8.6‬ﺑوﺻﺔ‪ ،‬اﻻرﺗﻔﺎع × ‪ 6.1‬ﺑوﺻﺔ‪ ،‬اﻟﻌرض × ‪ 3.6‬ﺑوﺻﺔ‪ ،‬اﻟﻌﻣق )اﻻرﺗﻔﺎع‬‫‪ 21.8‬ﺳم × اﻟﻌرض ‪ 15.5‬ﺳم × اﻟﻌﻣق ‪ 9.1‬ﺳم(‬‫‪ 4.4‬رطل )‪ 2.0‬ﻛﯾﻠو ﺟرام(; ‪ 1.8‬رطل )‪ 8.‬ﻛﯾﻠو ﺟرام( ﺣزام ‪AirBelt‬‬‫اﻻﺧﺗﯾﺎري‬‫ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد‪/‬اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺷﺎﻣل‬‫)ﺑﻘدرة ‪ 240-100‬ﻓوﻟت ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد‪ 1.75 ,‬أﻣﺑﯾر ﺑﺣد أﻗﺻﻰ‪50/60 ،‬‬‫ھرﺗز(‬‫)ﺑﻘدرة ‪ 16-11‬ﻓوﻟت ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر‪ 8.0 ،‬أﻣﺑﯾر ﺑﺣد أﻗﺻﻰ(‬‫‪ 3‬ﻟﺗر ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ ‪ -‬ﺳﺎﻋﺗﺎن؛ ‪ 2‬ﻟﺗر ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ ‪ -‬ﺳﺎﻋﺗﺎن وﻧﺻف؛ ‪ 1‬ﻟﺗر ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ‬‫ ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت وﻧﺻف‬‫ﺣزام ‪ AirBelt‬اﻻﺧﺗﯾﺎري ﻋﻧد ﺗوﺻﯾﻠﮫ ﻣﻊ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪:‬‬‫‪ 3‬ﻟﺗر ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ ‪ -‬ﺧﻣس ﺳﺎﻋﺎت؛ ‪ 2‬ﻟﺗر ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ ‪ -‬ﺳت ﺳﺎﻋﺎت؛ ‪ 1‬ﻟﺗر ﻓﻲ‬‫اﻟدﻗﯾﻘﺔ ‪ -‬ﻋﺷرة ﺳﺎﻋﺎت‬‫ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت وﻧﺻف؛ ﺣزام ‪ AirBelt‬اﻻﺧﺗﯾﺎري‪ 3 :‬ﺳﺎﻋﺎت‬‫دﻗﯾﻘﺗﺎن‬‫‪ 300‬دورة ﺗﻘرﯾﺑًﺎ‪ ،‬ﺛم ‪ %80‬ﻣن اﻟﺳﻌﺔ أو أﻗل‪.‬‬‫ﺑدء اﻟﺗﺷﻐﯾل – )ﺿوء اﻟﻣؤﺷر اﻷﺧﺿر( ﻣﺳﻣوع وﻣرﺋﻲ؛‬‫ﻣﻌدل ﺗدﻓق اﻟﻧﺑض – )اﻟﺿوء اﻷﺧﺿر( ﻣرﺋﻲ;‬‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ – ﻣﺳﺗوى اﻟﺑطﺎرﯾﺔ )أﺿواء اﻟﻣؤﺷر اﻟﺧﺿراء(;‬‫ﻓﺻل اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ– )ﺿوء اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ اﻷﺣﻣر( ﻣﺳﻣوع وﻣرﺋﻲ;‬‫ﺗﺟﺎوز اﻟﻧظﺎم ‪) -‬أﺿواء اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ واﻟﺗﺣذﯾر اﻟﺣﻣراء( ﻣﺳﻣوﻋﺔ وﻣرﺋﯾﺔ؛‬‫اﻟﺿﻐط اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻣﻧﺧﻔض – )ﺿوء اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ اﻷﺣﻣر( ﻣﺳﻣوع وﻣرﺋﻲ;‬‫ﺿرورة إﺟراء ﺻﯾﺎﻧﺔ‪) :‬ﺿوء اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ اﻷﺻﻔر( ﻣرﺋﻲ‬‫‪ 38‬دﯾﺳﯾﺑل ﻣﻌدل ﻓﻲ إﻋداد ‪ 41 :1‬دﯾﺳﯾﺑل ﻓﻲ إﻋداد ‪ 44 :2‬دﯾﺳﯾﺑل ﻣﻌدل ﻓﻲ‬‫إﻋداد ‪3‬‬‫درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺗﺷﻐﯾل‪:‬‬‫‪ 41‬درﺟﺔ ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت إﻟﻰ ‪ 104‬درﺟﺔ ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت )‪ 5‬درﺟﺎت ﻣﺋوﯾﺔ إﻟﻰ‬‫‪ 40‬درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬‫)ﺣﺗﻰ ‪ %95‬رطوﺑﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ )ﻏﯾر ﻣﻛﺛﻔﺔ(‬‫درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺗﺧزﯾن‪:‬‬‫‪ 4‬درﺟﺔ ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت إﻟﻰ ‪ 140‬درﺟﺔ ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت )‪ 20-‬درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ إﻟﻰ‬‫‪ 60‬درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬‫ﻗد ﺗؤﺛر اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻷﻋﻠﻰ ﻣن ‪ 12000‬ﻗدم )‪ 3657.6‬م( )‪ 483‬ﻣم زﺋﺑق( ﻋﻠﻰ‬‫اﻷداء‬‫* اﺳﺗﻧﺎدً ا إﻟﻰ اﻟﺿﻐط اﻟﺟوي اﻟذي ﯾﺑﻠﻎ ‪ 14.7‬رطل ﻟﻛل ﺑوﺻﺔ ﻣرﺑﻌﺔ )‪ 101‬ﻛﯾﻠو ﺑﺎﺳﻛﺎل( ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣرارة ‪ 70‬درﺟﺔ ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت‬‫)‪ 21‬درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬‫**ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣد ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﮭﺎز ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل ھذه ﻣن ﻗدرة اﻟﻣوﻟد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻣواﺻﻔﺎت ﺗوﻟﯾد اﻷوﻛﺳﺟﯾن‬‫ﺑﻣﻌدﻻت ﺗدﻓق أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻠﺗرات‪.‬‬‫‪AR-39‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫"ﺗﺎﺑﻊ اﻟﻣواﺻﻔﺎت"‬‫ﺗﺣﺗﺎج اﻷﺟﮭزة اﻟطﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ وﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ‬‫وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗواﻓق اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ھذا اﻟﺟزء‪.‬‬‫اﻹرﺷﺎدات وإﻋﻼن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻ ﱢﻧﻌﺔ ‪ ±‬اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ‬‫إن ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻣﺻﻣم ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎه‪ ،‬وﯾﺟب أن ﯾﺗﺄﻛد ﻋﻣﯾل أو ﻣﺳﺗﺧدم ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻣن‬‫اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻟﺑﯾﺋﺔ‪.‬‬‫ﻣﺳﺗوى اﻻﺧﺗﺑﺎر‬‫‪IEC 60601‬‬‫ﻣﺳﺗوى اﻟﺗواﻓق‬‫‪ 6 ±‬ﻛﯾﻠو ﻓوﻟت ﻣﺗﺻل‬‫‪ 6 ±‬ﻛﯾﻠو ﻓوﻟت ﻣﺗﺻل‬‫‪IEC 61000-4-2‬‬‫‪ 8 ±‬ﻛﯾﻠو ﻓوﻟت ھواﺋﻲ‬‫‪ 8 ±‬ﻛﯾﻠو ﻓوﻟت ھواﺋﻲ‬‫ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻷرﺿﯾﺎت ﻣن اﻟﺧﺷب أو‬‫اﻟﺧرﺳﺎﻧﺔ أو اﻟﺳﯾراﻣﯾك‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧت اﻷرﺿﯾﺎت‬‫ﻣﻐطﺎة ﺑﻣواد اﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻧدﺋذ ﯾﺟب أن‬‫ﺗﻛون اﻟرطوﺑﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ‪ %30‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪.‬‬‫اﻟﺗدﻓق‪/‬اﻟﻌﺎﺑر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‬‫اﻟﺳرﯾﻊ‬‫‪ 2 ±‬ﻛﯾﻠو ﻓوﻟت ﻟﺧطوط‬‫ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ‬‫‪ 2 ±‬ﻛﯾﻠو ﻓوﻟت ﻟﺧطوط‬‫ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ‬‫‪IEC 61000-4-4‬‬‫‪ 1 ±‬ﻛﯾﻠو ﻓوﻟت ﻟﺧطوط‬‫اﻹدﺧﺎل‪/‬اﻹﺧراج‬‫ﻻ ﯾﻧطﺑق‬‫ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺟودة أﺟﮭزة ﺗوﺻﯾل اﻟطﺎﻗﺔ‬‫اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺟودة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺎت‬‫اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺑﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت‪.‬‬‫اﻻﻧدﻓﺎع‬‫‪ 1 ±‬ﻛﯾﻠو ﻓوﻟت ﻣن ﺧط إﻟﻰ‬‫ﺧط‬‫‪ 1 ±‬ﻛﯾﻠو ﻓوﻟت ﻣن ﺧط إﻟﻰ‬‫ﺧط‬‫‪ 2 ±‬ﻛﯾﻠو ﻓوﻟت ﻣن اﻟﺧط‬‫إﻟﻰ اﻷرض‬‫‪ 2 ±‬ﻛﯾﻠو ﻓوﻟت ﻣن اﻟﺧط إﻟﻰ‬‫اﻷرض‬‫اﻧﺧﻔﺎﺿﺎت اﻟﺟﮭد‬‫واﻻﻧﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻘﺻﯾرة‬‫وﺗﺑﺎﯾﻧﺎت اﻟﺟﮭد ﻓﻲ‬‫اﻟطﺎﻗﺔ‪.‬‬‫> ‪UT % 5‬‬‫)<‪ % 95‬اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ‬‫‪(UT‬‬‫ﻟـ ‪ 0.5‬دورة‬‫> ‪UT % 5‬‬‫)<‪ % 95‬اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ‪(UT‬‬‫ﻟـ ‪ 0.5‬دورة‬‫‪IEC 61000-4-11‬‬‫‪UT % 40‬‬‫)‪ % 60‬اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ‪(UT‬‬‫ﻟـ ‪ 5‬دورات‬‫اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ‬‫اﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻹﻟﻛﺗروﺳﺗﺎﺗﯾﻛﻲ‬‫)‪(ESD‬‬‫‪IEC 61000-4-5‬‬‫‪UT % 70‬‬‫)<‪ % 30‬اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ‬‫‪(UT‬‬‫ﻟـ ‪ 25‬دورة‬‫> ‪UT % 5‬‬‫)<‪ % 95‬اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ‬‫‪(UT‬‬‫ﺛوان‬‫ﻟـ ‪5‬‬‫ٍ‬‫اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ ﻟﺗردد‬‫اﻟطﺎﻗﺔ‬‫‪ 3‬أﻣﺑﯾر‪/‬ﻣﺗر‬‫‪UT % 40‬‬‫)‪ % 60‬اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ‪(UT‬‬‫ﻟـ ‪ 5‬دورات‬‫إرﺷﺎدات ‪ ±‬اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ‬‫ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺟودة أﺟﮭزة ﺗوﺻﯾل اﻟطﺎﻗﺔ‬‫اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺟودة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺎت‬‫اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺑﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت‪.‬‬‫ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺟودة أﺟﮭزة ﺗوﺻﯾل اﻟطﺎﻗﺔ‬‫اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺟودة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺎت‬‫اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺑﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت‪ .‬وإذا ﻛﺎن‬‫ﻣﺳﺗﺧدم ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ‬‫ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر أﺛﻧﺎء اﻧﻘطﺎﻋﺎت‬‫اﻟﻣوﺻﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻓﯾوﺻﻰ ﺑﺗزوﯾده‬‫ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ ﻣن ﻣﺻدر طﺎﻗﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﻘطﻊ‬‫)‪ (UPS‬أو ﻣن ﺑطﺎرﯾﺔ‪.‬‬‫‪UT % 70‬‬‫)‪ % 30‬اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ‪(UT‬‬‫ﻟـ ‪ 25‬دورة‬‫> ‪UT % 5‬‬‫)<‪ % 95‬اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ‪(UT‬‬‫ﺛوان‬‫ﻟـ ‪5‬‬‫ٍ‬‫‪ 3‬أﻣﺑﯾر‪/‬ﻣﺗر‬‫ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗردد‬‫اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣوﻗﻊ ﻧﻣوذﺟﻲ‬‫ﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻧﻣوذﺟﯾﺔ‪.‬‬‫‪IEC 61000-4-8‬‬‫ﻣﻠﺣوظﺔ ‪ UT‬ھو ﺟﮭد اﻟﺗوﺻﯾﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد ﻗﺑل ﺗطﺑﯾق ﻣﺳﺗوى اﻻﺧﺗﺑﺎر‪.‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR-40‬‬

‫™‪FreeStyle‬‬‫‪AR‬‬‫اﻹرﺷﺎدات وإﻋﻼن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻ ﱢﻧﻌﺔ ‪ ±‬اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ‬‫إن ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻣﺻﻣم ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎه‪ ،‬وﯾﺟب أن ﯾﺗﺄﻛد ﻋﻣﯾل أو ﻣﺳﺗﺧدم ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻣن‬‫اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ‪.‬‬‫‪IEC 60601‬‬‫ﻣﺳﺗوى اﻻﺧﺗﺑﺎر‬‫ﻣﺳﺗوى اﻟﺗواﻓق‬‫إرﺷﺎدات ‪ ±‬اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ‬‫اﻟﺗردد اﻟرادﯾوي‬‫اﻟﻣُوﺻﱠل ‪IEC‬‬‫‪61000-4-6‬‬‫‪ 3‬ﻣﺗوﺳط اﻟﺟذر‬‫اﻟﺗرﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺟﮭد‬‫ﻣن ‪ 150‬ﻛﯾﻠوھرﺗز‬‫إﻟﻰ ‪ 80‬ﻣﯾﺟﺎھرﺗز‬‫‪ 3‬ﻣﺗوﺳط اﻟﺟذر‬‫اﻟﺗرﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺟﮭد‬‫ﯾﺟب ﻋدم اﺳﺗﺧدام أﺟﮭزة اﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗرددات اﻟرادﯾوﯾﺔ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ‬‫واﻟﺟواﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن أي ﺟزء ﻣن ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك‬‫اﻟﻛﺑﻼت‪ ،‬إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ ﻣن‬‫اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗردد ﺟﮭﺎز اﻹرﺳﺎل‪.‬‬‫اﻟﺗردد اﻟرادﯾوي‬‫اﻟ ُﻣ ﱢﺷﻊ‬‫‪IEC 61000-4-3‬‬‫‪ 3‬ﻓوﻟت‪/‬ﻣﺗر‬‫ﻣن ‪ 80‬ﻣﯾﺟﺎھرﺗز إﻟﻰ‬‫‪ 2.5‬ﺟﯾﺟﺎھرﺗز‬‫‪ 3‬ﻓوﻟت‪/‬ﻣﺗر‬‫اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ‬‫اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﮭﺎ‬‫‪D= 1.2 x √P‬‬‫‪ D= 1.2 x √P‬ﻣن ‪ 80‬ﻣﯾﺟﺎھرﺗز إﻟﻰ ‪ 800‬ﻣﯾﺟﺎھرﺗز‬‫‪ D= 2.3 x √P‬ﻣن ‪ 800‬ﻣﯾﺟﺎھرﺗز إﻟﻰ ‪ 2.5‬ﺟﯾﺟﺎھرﺗز‬‫ﺣﯾث ﺗﻛون ‪ P‬ھﻲ أﻗﺻﻰ ﺣد ﻟﻣﻌدل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻟﺟﮭﺎز اﻹرﺳﺎل‬‫ﺑﺎﻟوات )و( وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻ ﱢﻧﻌﺔ ﻟﺟﮭﺎز اﻹرﺳﺎل وﺗﻛون ‪ d‬ھﻲ‬‫اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﺗر )م(‪.‬‬‫ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺷدة اﻟﻣﺟﺎل ﻣن أﺟﮭزة اﻹرﺳﺎل اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﺗرددات‬‫اﻟرادﯾوﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺣددھﺎ ﻣﺳﺢ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى‬‫اﻟﺗواﻓق ﻓﻲ ﻛل ﻧطﺎق ﺗردد‪ .‬ب‬‫ﻗد ﯾﺣدث ﺗداﺧل ﻓﻲ ﻣﺣﯾط اﻷﺟﮭزة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻟرﻣز اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬‫ﻣﻠﺣوظﺔ ‪ :1‬ﻋﻧد ‪ 80‬ﻣﯾﺟﺎھرﺗز‪ ،‬و‪ 800‬ﻣﯾﺟﺎھرﺗز‪ ،‬ﯾُطﺑق ﻧطﺎق اﻟﺗردد اﻷﻋﻠﻰ‪.‬‬‫ﻣﻠﺣوظﺔ ‪ :2‬ﻗد ﻻ ﺗﺳري ھذه اﻹرﺷﺎدات ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت‪ .‬ﯾﺗﺄﺛر اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ ﺑﺎﻻﻣﺗﺻﺎص واﻻﻧﻌﻛﺎس ﻣن اﻷﺟﺳﺎم واﻟﮭﯾﺎﻛل‬‫واﻷﺷﺧﺎص‪.‬‬‫أ‪.‬‬‫ب‪.‬‬‫‪AR-41‬‬‫ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﻧظرﯾًﺎ ﺑﺷدة اﻟﻣﺟﺎل ﻣن أﺟﮭزة اﻹرﺳﺎل اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‪ ،‬ﻣﺛل اﻟﻣﺣطﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﮭواﺗف اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ )اﻟﺧﻠوﯾﺔ‪/‬اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ( وأﺟﮭزة‬‫اﻟرادﯾو اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ وإذاﻋﺎت اﻟﮭواة وإذاﻋﺎت ﻣوﺟﺎت ‪ AM‬و‪ FM‬واﻟﺑث اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﻲ ﺑﺷﻛل دﻗﯾق‪ ،‬وﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ‬‫وﻓ ًﻘﺎ ﻷﺟﮭزة اﻹرﺳﺎل اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﺗرددات اﻟرادﯾوﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺟب إﺟراء ﻣﺳﺢ ﻟﻠﻣوﻗﻊ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ‪ .‬إذا ﺗﺟﺎوزت ﺷدة اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻲ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ‬‫ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﺳﺗﺧدام ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻣﺳﺗوى ﺗواﻓق اﻟﺗردد اﻟرادﯾوي اﻟﻣطﺑق أﻋﻼه‪ ،‬ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻋﻣل ﺟﮭﺎز‬‫‪ FreeStyle‬ﺑﺷﻛل طﺑﯾﻌﻲ‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻷداء ﻏﯾر طﺑﯾﻌﻲ‪ ،‬ﻓﻘد ﯾﻠزم ﺗﻧﻔﯾذ ﺗداﺑﯾر إﺿﺎﻓﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺛل ﺗﻐﯾﯾر اﺗﺟﺎه ﺟﮭﺎز‬‫‪ FreeStyle‬أو ﺗﻐﯾﯾر ﻣوﻗﻌﮫ‪.‬‬‫ﯾﺟب أن ﺗﻘل ﺷدة اﻟﻣﺟﺎل ﻋن ‪ 3‬ﻓوﻟت‪/‬ﻣﺗر إذا ﺗﺟﺎوز ﻧطﺎق اﻟﺗردد ‪ 150‬ﻛﯾﻠوھرﺗز إﻟﻰ ‪ 80‬ﻣﯾﺟﺎھرﺗز‪.‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﮭﺎ ﺑﯾن‬‫أﺟﮭزة اﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗردد اﻟرادﯾوي اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ واﻟﻧﻘﺎﻟﺔ وﺟﮭﺎز ‪FreeStyle‬‬‫ﺗم ﺗﺻﻣﯾم ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ ﺗﻛون ﻓﯾﮭﺎ اﺿطراﺑﺎت اﻟﺗرددات اﻟرادﯾوﯾﺔ اﻟﻣﺷﻌﺔ ﻗﯾد اﻟﺗﺣﻛم‪ ،‬وﯾﻣﻛن ﻟﻌﻣﯾل‬‫أو ﻣﺳﺗﺧدم ‪ FreeStyle‬اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﻣﻧﻊ اﻟﺗداﺧل اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن أﺟﮭزة اﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗرددات‬‫اﻟرادﯾوﯾﺔ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ واﻟﻧﻘﺎﻟﺔ )أﺟﮭزة اﻹرﺳﺎل( وﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﺑﺣﺳب اﻟﺗوﺻﯾﺎت أدﻧﺎه‪ ،‬وذﻟك وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻣن ﻣﻌدل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ‬‫ﻣن أﺟﮭزة اﻻﺗﺻﺎﻻت‪.‬‬‫اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﻘدر ﻟﻣﻌدل‬‫اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻣن ﺟﮭﺎز‬‫اﻹرﺳﺎل‬‫ﺑﺎﻟوات‬‫اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﺗردد ﺟﮭﺎز اﻹرﺳﺎل‬‫)م(‬‫ﻣن ‪ 150‬ﻛﯾﻠوھرﺗز إﻟﻰ ‪80‬‬‫ﻣﯾﺟﺎھرﺗز‬‫‪d= 1.2 x √P‬‬‫ﻣن ‪ 80‬ﻣﯾﺟﺎھرﺗز إﻟﻰ ‪800‬‬‫ﻣﯾﺟﺎھرﺗز‬‫‪d= 1.2 x √P‬‬‫ﻣن ‪ 800‬ﻣﯾﺟﺎھرﺗز إﻟﻰ ‪2.5‬‬‫ﺟﯾﺟﺎھرﺗز‬‫‪d= 2.3 x √P‬‬‫‪0.01‬‬‫‪0.12‬‬‫‪0.12‬‬‫‪0.23‬‬‫‪0.1‬‬‫‪0.38‬‬‫‪0.38‬‬‫‪0.73‬‬‫‪1‬‬‫‪1.2‬‬‫‪1.2‬‬‫‪2.3‬‬‫‪10‬‬‫‪3.8‬‬‫‪3.8‬‬‫‪7.3‬‬‫‪100‬‬‫‪12‬‬‫‪12‬‬‫‪23‬‬‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺟﮭزة اﻹرﺳﺎل اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻣﻌدل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻏﯾر اﻟﻣدرﺟﺔ أﻋﻼه‪ ،‬ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﮭﺎ‬‫‪ d‬ﺑﺎﻟﻣﺗر )م( ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗردد ﺟﮭﺎز اﻹرﺳﺎل‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﻣﺛل ‪ P‬اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﻘدر ﻟﻣﻌدل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻣن ﺟﮭﺎز‬‫اﻹرﺳﺎل ﺑﺎﻟوات )و( وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻ ﱢﻧﻌﺔ ﻟﺟﮭﺎز اﻹرﺳﺎل‪.‬‬‫ﻣﻠﺣوظﺔ ‪ :1‬ﻋﻧد ‪ 80‬ﻣﯾﺟﺎھرﺗز‪ ،‬و‪ 800‬ﻣﯾﺟﺎھرﺗز‪ُ ،‬ﺗطﺑق اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻟﻧطﺎق اﻟﺗردد اﻷﻋﻠﻰ‪.‬‬‫ﻣﻠﺣوظﺔ ‪ :2‬ﻗد ﻻ ﺗﺳري ھذه اﻹرﺷﺎدات ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت‪ .‬ﯾﺗﺄﺛر اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ ﺑﺎﻻﻣﺗﺻﺎص واﻻﻧﻌﻛﺎس ﻣن اﻷﺟﺳﺎم واﻟﮭﯾﺎﻛل‬‫واﻷﺷﺧﺎص‪.‬‬‫اﻹرﺷﺎدات وإﻋﻼن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻ ﱢﻧﻌﺔ ‪ -‬اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ‬‫إن ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻣﺻﻣم ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎه‪ ،‬وﯾﺟب أن ﯾﺗﺄﻛد ﻋﻣﯾل أو ﻣﺳﺗﺧدم ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻣن‬‫اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻟﺑﯾﺋﺔ‪.‬‬‫اﻟﺗواﻓق‬‫اﺧﺗﺑﺎر اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت‬‫اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﺗرددات اﻟرادﯾوﯾﺔ‬‫‪CISPR 11‬‬‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ رﻗم ‪1‬‬‫اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﺗرددات اﻟرادﯾوﯾﺔ‬‫‪CISPR 11‬‬‫اﻟﻔﺋﺔ ب‬‫اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ‬‫‪IEC 61000-3-2‬‬‫اﻟﻔﺋﺔ أ‬‫ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺟﮭد‪/‬‬‫اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻣﺗذﺑذﺑﺔ‬‫‪IEC 61000-3-3‬‬‫ﻣﺗواﻓق‬‫‪MN131-1 F‬‬‫إرﺷﺎدات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ‬‫ﯾﺳﺗﺧدم ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬طﺎﻗﺔ اﻟﺗرددات اﻟرادﯾوﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑوظﺎﺋﻔﮫ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻘط‪،‬‬‫وﻟذﻟك‪ ،‬ﺗﻛون اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﺗردداﺗﮫ اﻟرادﯾوﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدً ا وﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل أن‬‫ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ أي ﺗداﺧل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻷﺟﮭزة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻘرﯾﺑﺔ‪.‬‬‫إن ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻧﺷﺂت‬‫اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻل ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺷﺑﻛﺎت ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬‫ذات اﻟﺟﮭد اﻟﻣﻧﺧﻔض واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗزوﯾد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ‪.‬‬‫‪AR-42‬‬‫™‪FreeStyle‬‬‫‪AR‬‬‫اﻟﺗﺻﻧﯾف‬‫ﻧوع اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻛﮭرﺑﯾﺔ‪:‬‬‫ﺗﺗﺣﻘق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻛﮭرﺑﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻌزل اﻟﻣزدوج‪.‬‬‫اﻟﻔﺋﺔ ‪II‬‬‫درﺟﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻛﮭرﺑﯾﺔ‪:‬‬‫أﺟﮭزة ﺗوﻓر درﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻛﮭرﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬‫ﻧوع ‪BF‬‬‫‪ (1‬ﺗﯾﺎر اﻟﺗﺳرﯾب اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ؛‬‫‪ (2‬إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﻼت اﻷرﺿﯾﺔ اﻟواﻗﯾﺔ )إن وﺟدت(‪.‬‬‫ﻻ ﯾُﺳﺗﺧدم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠب ﻣﺑﺎﺷرة‪.‬‬‫اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺳﺗﻘل ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺟﮭزة اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻛﮭرﺑﯾﺔ‪:‬‬‫ﺗم إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠﺗواﻓق ﻣﻊ‬‫‪ IEC 60601-1‬ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﺎن‪.‬‬‫‪ CAN/CSA C22.2‬رﻗم ‪ M90 08-1-60601‬ﻟﻠﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻛﮭرﺑﯾﺔ ‪ -‬اﻟﺟزء‬‫اﻷول‪ :‬اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت‬‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﺎن‬‫اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗداﺧل اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ اﻟﻣﺣﺗﻣل أو ﻏﯾره ﻣن اﻟﺗداﺧﻼت ﺑﯾن اﻷﺟﮭزة واﻷﺟﮭزة اﻷﺧرى‪.‬‬‫ﺗم إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠﺗواﻓق ﻣﻊ ‪) EN60601-1-2‬اﻟﺗواﻓق اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ(‪.‬‬‫ﺗم إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠﺗواﻓق ﻣﻊ ‪ RTCA/DO160‬اﻟﻘﺳم ‪ ،21‬اﻟﻔﺋﺔ م‪.‬‬‫ﻣﻌﯾﺎر ‪ EN 55011 / CISPR 11‬اﻟﻔﺋﺔ ب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ‪" ,1‬اﻷﺟﮭزة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ‬‫واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟطﺑﯾﺔ )‪"(ISM‬‬‫‪ FCC‬اﻟﺟزء ‪ ,15‬اﻟﺟزء اﻟﻔرﻋﻲ ب – اﻟﻣﺷﻌّﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻣدة ﻣن اﻟﻔﺋﺔ ب‬‫طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻧظﯾف وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌدوى اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ‪:‬‬‫اﻟرﺟﺎء ﻣراﺟﻌﺔ ﺟزء "اﻟﺗﻧظﯾف واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ" ﺑدﻟﯾل اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﺧﺎص‬‫ﺑﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle‬ھذا‪..‬‬‫درﺟﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ وﺟود ﻏﺎزات ﻣﺧدرة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺗﻌﺎل‪:‬‬‫اﻟﺟﮭﺎز ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﺛل ھذا اﻻﺳﺗﺧدام‪.‬‬‫وﺿﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل‪:‬‬‫‪AR-43‬‬‫ﺗﺷﻐﯾل ﻣﺳﺗﻣر‪.‬‬‫‪MN131-1 F‬‬

‫™‪FreeStyle‬‬‫‪AR‬‬‫اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺣدود‬‫ﺗﺿﻣن ﺷرﻛﺔ ‪ AirSep‬ﺧﻠو ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle‬ﻣن اﻟﻌﯾوب ﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧوات )ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ‬‫اﻟﻔﺎﺗورة اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ( ﺑدءًا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳﻠﯾم إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري اﻷﺻﻠﻲ وﻓﻲ إطﺎر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل واﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن‪.‬‬‫وﺗﺧﺿﻊ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎن ﻟﻣدة ﻋﺎم واﺣد‪ .‬ﺗﻘﺗﺻر اﻟﺗزاﻣﺎت ﺷرﻛﺔ ‪ AirSep‬ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ إﺻﻼح أو‬‫اﺳﺗﺑدال أي ﻣن اﻟﻣﻌدات )أو ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ( اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن أن ﺗﻛون ﻣﻌﯾﺑﺔ أو‪ ،‬وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗراه ﺷرﻛﺔ ‪ ،AirSep‬أن ﯾرد ﺛﻣن‬‫ﺷراء اﻟﻣﻌدات اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ‪.‬‬‫ﯾﺗم إرﺟﺎع ﻛل ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻲ ﯾﺳري ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺿﻣﺎن‪ ،‬ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠب ﺷرﻛﺔ ‪ ،AirSep‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑق‬‫ً‬‫ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻘل‪.‬‬‫ﻣﻊ إﺛﺑﺎت ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷراء ﻟﻣﺻﻧﻊ ‪ AirSep‬ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺷﺗري‪ .‬وﯾﻛون اﻟﻣﺷﺗري‬‫ﯾﺗم ﺿﻣﺎن اﻷﺟزاء اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن أﻋﻼه ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣن ﻣدة اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن‬‫)ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗورة اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ(‪ .‬ﻻ ﯾﺷﻣل ھذا اﻟﺿﻣﺎن أي ﻋﻧﺻر أو ﺟزء ﺗﻌرض ﻹﺳﺎءة اﺳﺗﺧدام‬‫أو ﺣوادث أو ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻏﯾر ﺳﻠﯾﻣﺔ أو ﺗﻌﺎﻣل ﻏﯾر ﺳﻠﯾم أو ﺗم إﺻﻼﺣﮫ أو ﺗﻐﯾﯾره ﺧﺎرج ﻣﺻﻧﻊ ﺷرﻛﺔ ‪ AirSep‬دون‬‫ﺗﺻرﯾﺢ ﻛﺗﺎﺑﻲ ﺻرﯾﺢ ﻣﺳﺑق ﻣن ﺷرﻛﺔ ‪.AirSep‬‬‫ﯾﺣل اﻟﺿﻣﺎن اﻟﺳﺎﺑق ﻣﺣل أي ﺿﻣﺎن آﺧر‪ ،‬ﺻرﯾﺢ أو ﺿﻣﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ أو ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬‫اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر‪ ،‬ﺿﻣﺎن اﻟرواج اﻟﺗﺟﺎري أو ﺿﻣﺎن اﻟﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻐرض ﻣﻌﯾن‪ .‬وﻣن اﻟﻣﻔﮭوم ﺻراﺣﺔ أن ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺗﻌوﯾض‬‫اﻟوﺣﯾد واﻟﺣﺻري ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ ﻋﯾوب اﻷﺟزاء ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﺎت ﺷرﻛﺔ ‪ AIRSEP‬اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ أﻋﻼه‪ ،‬وﻟن‬‫ﺗﻛون ﺷرﻛﺔ ‪ AIRSEP‬ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺷﺗري أو أي ﺷﺧص آﺧر ﻋن اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﺟﮭﺎز‬‫أو ﻋن اﻷﺿرار اﻷﺧرى اﻟﺧﺎﺻﺔ أو ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة أو اﻟﻌرﺿﯾﺔ أو اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ‪.‬‬‫ﻟﻠﻣﻣﺛل اﻷوروﺑﻲ‪:‬‬‫‪Medical Product Services GmbH‬‬‫‪Borngasse 20‬‬‫‪35619 Braunfels, Germany‬‬‫اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ‪info@mps-gmbh.eu :‬‬‫‪MN131-1 F‬‬‫‪AR-44‬‬CAIRE Inc.
2200 Airport Industrial Dr., Ste 500
Ball Ground, GA 30107
www.chartindustries.com/RespiratoryHealthcare|MN131-1_FV~
MN131-1_F