大 雨 予 防巡 視 支 援 シ ス テ ム

変位センサ装置

気象センサ付ゲートウェイ

カメラ

複数の監視要素による確実な防災監視・地滑り監視➾・構造物監視➾・画像監視➾
・土壌雨量指数監視➾

地面に打ち込んだ杭の変位（傾斜角度）を精密に計測
構造物（鉄塔等）の傾斜を精密に計測カメラによる１時間毎の画像監視
現場に設置した雨量計のデータから土壌雨量指数を算出

設置が容易
・工事開始後、おおよそ３時間で運用開始（3 人で作業、変位センサ装置４台の場合）
・電源配線不要、メンテナンスフリー（連続で６年間動作可能）※使用環境による省力化に貢献
・遠隔監視とメール通報機能により、巡視点検作業の省力化を図れます。

■ システム概要
近年、異常気象による集中豪雨や台風などの自然災害により、各所で土砂崩れや地滑り等の土砂災害が発生しております。 気象・変位監視システム(以下、本システムという)は、危険個所に設置することで、正確で迅速な遠隔監視が可能となり、予防巡視の保全作業が効率化できます。
携帯電話回線網

気象センサ

docomo、ａｕ 等

・通常１時間毎に送信・急変時は即時送信

ゲートウェイ

インターネット

速報はメールで通報

変位センサ
・通常 20 秒毎に通信・メッシュ通信

変位センサ「LST-2000」
センサ部（杭等に取り付け）

製品ラインアップ
変位センサ装置「LST-2000」

概 要
傾斜角度を計測します。
（センサ部と本体は分離）

変位センサ装置「LST-2010」

傾斜角度を計測します。
（センサは本体に内蔵）中継装置「LST-2100」

変位センサ通信距離の延長を行います

ゲートウェイ「LSG-2000」

各種センサ情報の収集及びサーバとの通信を行います

設置が容易
・変位センサ装置

パソコン

スマートフォン

グラフや画像で現場状況把握
設定変更も可能➾ 杭を地面に打ち込み取り付けるだけです。
（温度変動に強いため、地中に埋める必要がありません）

・ゲートウェイ
・ソフトウエア
メンテナンスが容易
・変位センサ装置
・ゲートウェイ
・雨量計➾ ソーラー給電によるバッテリ駆動ですので電源ケーブル敷設が不要です。
➾ ASP サーバによりお客様の PC へのソフトウエアインストールが不要です。

➾ 電池で駆動（最大 6 年間連続で動作可能）※使用環境による➾ ソーラー給電によるバッテリ駆動➾ 原理的にメンテナンスがほとんど不要な、高性能雨量計を採用

高信頼性、セキュア通信
・変位センサ装置➾ 無線メッシュネットワークで構成（通信自動復旧機能搭載、暗号通信）
中継装置を置くことで、飛距離を延長することが可能
・ゲートウェイ
➾ 弊社からのリモートメンテナンスやソフトウエアのバージョンアップが可能
高精度で確実な斜面監視が可能
・変位センサ装置を複数台設置することで面監視が可能
・傾斜測定方位を固定する必要がありません。
・検出感度が高いため微小な変位も検出可能（最小検出傾斜角度 0.05°「移動距離換算 約 0.5mm」）
集中豪雨でも確実に計測・気象庁の計測データでは得られない、ピンポイントの雨量データを(及び土壌雨量指数)計測（※オプションで風向、風速、気圧、温度、湿度も計測可能）

省力化に貢献・降雨量、土壌雨量指数 及び変位角度の変動で警報メールを送信可能です。

（※オプションでパトライトの点灯も可能）

■ ASP サーバ画面例
現場状況を静止画により確認できます。また、降雨量、土壌雨量指数、傾斜角度はグラフによる確認ができます。変位センサ装置やゲートウェイのバッテリ電圧も確認できます。
監視地点の計測データ(傾斜角度、降雨量、土壌雨量指数)の確認 および ダウンロードが可能です。
時間雨量

ゲートウェイのバッテリ電圧

基本画面（現在値表示）最新の現場画像
変位計測情報現場のマップ

各変位センサの詳細情報
・詳細な角度情報
・バッテリ電圧・温度雨量グラフ表示（土壌雨量指数も表示）

変位センサ
傾斜角度グラフ表示

■ 仕様

変位センサ装置
測定可能傾斜角度
傾斜角測定分解能
測定精度
通信周期設定機能
サーバ送信データ通信仕様
伝送距離
寸 法「LST-2000」
使用温度範囲電 源

ゲートウェイ
接続機器

仕 様
±90°
0.00022 度 （0°付近）±0.05°以内 気温の変化を考慮（但し、杭自体の温度変動は除く）±0.5mm 以内 （※1 計算による換算値）
20 秒周期 固定
Web 画面よりリモート設定可能「サンプリング間隔」
傾斜角度（X 軸、Y 軸）、バッテリ電圧、温度無線によるメッシュ通信（SmartMesh IP 、2.4GHz ,IEEE 802.15.4）「ゲートウェイ」、「中継装置」、「変位センサ装置」各ノード間、最大 150ｍ程度
バッテリ・無線部： 130mm(W)×175mm(H)×45mm（D）
センサ部：
60mm(W)×50mm(H)×80mm(D)－10℃～50℃
１次電池（リチウム電池）
電池容量： 1400mAh×3.0V（「CR123A」×4）
電池交換周期：3 年程度（大容量リチウム電池「CR17450」使用で 5～6 年程度）※使用環境による
仕 様
最大 30 台1 台 （VAISALA 製 WXT530 シリーズ）

変位センサ装置
気象センサ（オプションで降雨計測に転倒マス雨量計を選択可能）

サーバ間通信接続機器間通信

カメラ機能
設定機能
サーバ送信データ
データバックアップ
警報出力
寸 法
使用温度範囲設置方法
電 源

ゲートウェイ設置例

カメラ
１台
NTT-DOCOMO 携帯電話回線網（LTE 通信対応）
au、ソフトバンクはオプション対応可能
変位センサ装置間：無線通信(2.4GHz)
気象センサ間：
シリアル通信カメラ間：USB 通信静止画 (最大解像度=VGA サイズ「640×480dot」)
Web 画面よりリモート設定可能「変位起動の相対閾値」 「降雨量相対閾値」
本装置のバッテリ電圧、接続機器の計測データ、警報情報
SD カードに計測データ、ロガーデータ および 画像データを保存
パトライト用（パトライト点灯、ブザー）、パトライト停止スイッチ入力
ゲートウェイ本体：W×D×H = 300mm×300mm×151mm－10℃～50℃
ラック等に組込み ※お打合せによるバッテリ(鉛蓄電池等) ※充電はソーラーパネルを使用

カメラ設置例

アンテナ（変位センサ間通信用）
気象センサ

アンテナ
（サーバ間通信用）
ソーラーパネル
ゲートウェイ本体
バッテリ

お問い合わせは･･･

本社：〒559-0031 大阪市住之江区南港東 8-2-61
電力ｼｽﾃﾑ事業部 TEL(06)6613-2591
FAX(06)6613-2592
社会ｼｽﾃﾑ事業部 TEL(06)6613-2331
FAX(06)6613-5872
東 京 支 社：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 6-60-10
TEL(03)3803-4173
FAX(03)3803-4168
ホームページ http://www.kinkei.co.jp/

仙福

台 ：TEL(022)221-6301 FAX(022)221-6325
岡 ：TEL(092)431-6397 FAX(092)473-4168

近計ｻｰﾋﾞｽ ：TEL(06)6794-2345 FAX(06)6794-2348★記載内容はお断りなく変更することがあります。
★本カタログに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

DD01030-002