Scheda tecnica
testo 890

Termocamera
testo 890 – Termografia per i
professionisti più esigenti

Risoluzione immagini IR 640 x 480 pixel
Tecnologia SuperResolution a 1280 x 960 pixel
Sensibilità termica < 40 mK
Flessibilità grazie all’impugnatura girevole e al display adangolazione variabile°C

Obiettivi intercambiabili
Modalità di misura per rilevare le aree a rischio muffa
Misura di alte temperature fino a 1200 °C
Funzione panoramica assistita
Tecnologia SiteRecognition (riconoscimento di locazione)
Videoispezione radiometrica

La termocamera testo 890 offre immagini di altissima

termografiche degli oggetti più piccoli (come i componenti

qualità ai professionisti più esigenti. Grazie al pregiatoelettronici) o di quelli molto distanti (ad esempio gli impianti

sistema di misura all’infrarosso con sensore da 640 x 480

industriali), vengono registrate in maniera sicura, nellapixel, le immagini termiche possono essere registratemigliore qualità di immagine e in altissima risoluzione.

in qualità megapixel (1290 x 960 pixel) usando la tecnologiaAnche i processi termici vengono analizzati in maniera

SuperResolution. Questo significa che le misureprecisa nel tempo grazie alla videoispezione radiometrica:
tutti i punti di misura della temperatura sono disponibili perogni pixel per ogni frame del video.

www.testo.ittesto 890

Dati per l'ordine
Termocamera testo 890

CodiceTermocamera testo 890 con funzione testo SuperResolution integrata, un obiettivo (possibile la scelta tra obiettivo
standard da 42°, obiettivo da 25° o teleobiettivo da 15°), valigia robusta, software professionale, scheda di memoria
SD, cavo USB, cinghia a tracolla, panno per pulire le lenti, alimentatore, batteria ricaricabile al litio e auricolare

0563 0890 X1

Termocamera testo 890 con funzione testo SuperResolution integrata, super teleobiettivo, valigia, software, scheda dimemoria SD, cavo USB, cinghia a tracolla, panno per pulire le lenti, alimentatore, batteria ricaricabile al litio e auricolare

0563 0890 X4

Kit testo 890
con obiettivi a scelta
Termocamera testo 890 con funzione testo SuperResolution integrata, valigia
robusta, software professionale, scheda di memoria SD, cavo USB, cinghia
a tracolla, panno per pulire le lenti, alimentatore, batteria ricaricabile agli
ioni di litio, lente di protezione, batteria ricaricabile supplementare, stazione
di carica rapida, auricolare e borsa portaobiettivo. Possibilità di scelta traobiettivo standard da 42°, obiettivo da 25° e/o teleobiettivo da 15°.
CodiceKit testo 890 con due obiettivi (per l’ulteriore dotazione vedere sopra)

0563 0890 X2

Kit testo 890 con tre obiettivi (per l’ulteriore dotazione vedere sopra)

0563 0890 X3

Kit testo 890 con super teleobiettivo e un obiettivo (per l’ulteriore dotazione vedere sopra)

0563 0890 X5

Kit testo 890 con super teleobiettivo e due obiettivi (per l’ulteriore dotazione vedere sopra)

0563 0890 X6

AccessoriCodice1)(prima dotazione)
Funzione SuperResolution.
Valori moltiplicati per quattro per un’analisi ancora più dettagliata dell’immagine termica.

inclusonella fornitura

0554 7806

Lente di protezione. Lente di protezione speciale in germanio per una protezione ottimaledell’obiettivo da polvere e graffi

F10554 0289

Batteria ricaricabile supplementare.
Batteria ricaricabile agli ioni di litio supplementare per aumentare l'autonomia.

G10554 8852

Stazione di carica rapida. Stazione di carica rapida da tavolo per due batterie ricaricabili checonsente di ottimizzare il tempo di ricarica.

H10554 8851

Misura di alte temperature fino a +1200 °C

I12)

E12)

Teleobiettivo da 15° × 11°

D12)

Obiettivo da 25°

O12)Super teleobiettivo 6,6° x 5°

T22)

Pacchetto per l’analisi dei processi: salvataggio delle sequenze di immagini nello strumento
e misurazione video completamente radiometrica

V10554 8902

Funzione FeverDetection

J12)

Misura dell’umidità con la sonda igrometrica WiFi

3)

Nastro adesivo emissivo. Nastro adesivo ad es. per superfici nude (rotolo, lungh.: 10 m, largh.: 25 mm),
ε = 0,95, resistente a temperature sino a +250 °C

0554 0051

Certificato di taratura ISO per termocamera;
Punti di calibratura a 0 °C, +25 °C, +50 °C

0520 0489 4)

Certificato di taratura ISO per termocamera;
Punti di calibratura a 0 °C, +100 °C, +200 °C

0520 0490 4)

Certificato di taratura ISO per termocamera;
Punti di calibratura liberamente selezionabili nella fascia -18 … +250 °C

0520 0495 4)

Quando viene ordinata la prima dotazione, gli accessori sono inclusi direttamente
nella valigetta. Esempio: testo 890 con lente di protezione e funzione
SuperResolution: Codice 0563 0890 X1 F1 S12)
Ti invitiamo a rivolgerti al nostro servizio clienti1) Codice(integrazionesuccessiva)

 onda igrometrica WiFi solo nell’UE e in Norvegia, Svizzera, USA, Canada,S
Colombia, Turchia, Brasile, Cile, Messico, Nuova Zelanda, Indonesia.
Per ciascun obiettivo
5)Montaggio escluso
3)

4)

testo 890

Dati tecnici

Qualità immagini infrarosse

Dotazione termocamera

Risoluzione IR

640 x 480 pixel

Fotocamera digitaleSensibilità termica (NETD)< 40 mK a +30 °C

Obiettivi

Campo visivo / Distanzamin. di messa a fuoco(variante di obiettivo)

42° x 32° / 0,1 m (standard)
25° x 19° / 0,2 m (obiettivo da 25°)
15° x 11° / 0,5 m (tele)
6,6° x 5° / 2 m (supertele)

Risoluzione geometrica(IFOV)(variante di obiettivo)

1,13 mrad (standard)
0,68 mrad (obiettivo da 25°)
0,42 mrad (tele)
0,18 mrad (supertele)

SuperResolution(Pixel / IFOV)(variante di obiettivo)

1280 x 960 Pixel / 0,71 mrad (standard)
1280 x 960 Pixel / 0,43 mrad (obiettivo da 25°)
1280 x 960 Pixel / 0,26 mrad (tele)
1280 x 960 Pixel / 0,11 mrad (supertele)

Frequenza di riproduzionedelle immagini

33 Hz*

Messa a fuoco

Automatica / Manuale

Zona spettrale

7,5 … 14 µm

Qualità immagini reali
Risoluzione / Distanza
minima di messa a fuoco

3,1 MP / 0,5 m

Visualizzazione immagini
SchermoZoom digitale
Opzioni di visualizzazione
Uscita video
Tavola dei colori

Precisione

4Assistente immagini
panoramiche

4Laser (laser 635 nm,classe 2)***

Puntatore laser

Registrazione audio

Bluetooth****/
Auricolare con cavo

Misurazione video (tramiteUSB)

Fino a 3 punti di misura

Pacchetto per l’analisi dei
processi: salvataggio delle
sequenze di immagini nello
strumento e misurazione
video completamente radiometrica

(4)

(4)

Interfaccia

LabVIEW, per la descrizione
dell’interfaccia scaricare il documento
sul sito web Testo

1…3x
Immagine IR / Immagine reale

Salvataggio immagini

USB 2.0, Micro HDMI

Formato file immagine
singola.bmt; esportabile nei formati .bmp, .jpg,.png, .csv, .xls

Formato file video (tramiteUSB).wmv, .mpeg-1 / Formato Testo (videocompletamente radiometrico)

Slot per memorieintercambiabili

Scheda di memoria SD da 2 GB (da 1500
a 2000 immagini circa)

9 (ferro, arcobaleno, arcobaleno HC,freddo-caldo, blu-rosso, grigio, grigio
invertito, seppia, Testo)-30 … +100 °C /0 … +350 °C (commutabile)
0 … +650 °C (commutabile)±2 °C, ±2 % del v.m.
(±3 °C del v.m. a -30 … -22 °C)

Misura di alte temperature(opzionale)
Precisione+350 … +1200 °C (non in combinazione
con il teleobiettivo super)±2 °C, ±2 % del v.m.

Impostazione emissività /temperatura riflessa

0,01 … 1 / manuale

Correzione trasmissione(atmosfera)

4

Alimentazione elettrica
Tipo batteria

Batteria agli ioni di litio a ricarica rapida
sostituibile in loco

Autonomia

4,5 oreOpzioni di ricarica

Nello strumento/stazione di carica(opzionale)

Alimentazione elettrica

4

Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio-15 … +50 °C

Temperatura di stoccaggio

Funzioni di misura-30 … +60 °C

Umidità dell’aria

Visualizzazione della distribuzione dell’umidità
superficiale (tramite inserimento manuale)

4

Misurazione dell’umidità
con la sonda igrometrica
WiFi (trasmissione automatica in tempo reale deivalori misurati)**(4)

Modalità Solare

4

Funzioni di analisi

Fino a 10 punti di misura, Rilevamento
automatico punto caldo-freddo, Misuraarea fino a 5x (Min./Max. & Media),
Isoterma e valori di allarme***

SiteRecognition (riconoscimento del luogo di misuracon gestione immagini)FeverDetection
Touchscreen LCD da 4,3”
con 480 x 272 pixel

MisuraCampo di misura

4
42° x 32° (standard)25° x 19° (obiettivo da 25°)
15° x 11° (tele)
6,6° x 5° (supertele)

20 … 80 %UR senza condensa

Classe di protezione delcorpo (IEC 60529)

IP 54

Vibrazioni (IEC 60068-2-6)

2G

Dati fisici
PesoAll’interno dell’UE, fuori: 9 Hz
Sonda igrometrica WiFi solo nell’UE e in Norvegia, Svizzera, USA, Canada,Colombia, Turchia, Brasile, Cile, Messico, Nuova Zelanda, Indonesia*** Eccetto USA, Cina e Giappone**** Bluetooth solo nell’UE, Norvegia, Svizzera, USA, Canada, Colombia, Turchia,Giappone, Russia, Ucraina, India, Australia

1630 gDimensioni (L x P x H)

253 x 132 x 111 mm

Montaggio su cavalletto

1/4“ - 20UNC

Corpo

ABS

Software PC
Requisiti di sistema

Windows 10, Windows Vista,
Windows 7 (Service Pack 1), Windows 8,
interfaccia USB 2.0

Norme, certificazioni
Direttiva CE
4 In dotazione

2004 / 108 / CE
(4) Opzionaletesto 890

Specifiche dei modellitesto 890

Risoluzione IR

Kit testo 890

640 x 480 pixel

Sensibilità termica (NETD)< 40 mK-30 … +650 °C

Frequenza di refresh delle immagini

0984 8853/sdv/I/07.2019

Campo di misura

33 Hz*

SuperResolution

4

4

Obiettivo da 25° x 19°

(4)

(4)

Teleobiettivo da 15° × 11° *****(4)

4

Super teleobiettivo 6,6° x 5° *****(4)

4

Messa a fuoco automatica

44

Misura di alte temperature fino a 1200 °C

(4)

(4)

Panoramica assistita

44SiteRecognition (riconoscimento della locazione di misuracon gestione immagini)

4

4

Puntatore laser**4

4Visualizzazione della distribuzione dell’umidità superficiale(tramite inserimento manuale)

4

4

Misurazione dell’umidità con sonda igrometrica WiFi***(trasmissione automatica in tempo reale dei valori misurati)

(4)

(4)

Interfaccia HDMI

4

4

Funzione FeverDetection

(4)

(4)

Pacchetto per l’analisi dei processi: salvataggio delle
sequenze di immagini nello strumento e misurazione video
completamente radiometrica

(4)

(4)

Registrazione audio tramite auricolare****44Modalità Solare

44

Lente di protezione(4)

4Batteria ricaricabile supplementare(4)

4

Stazione di carica rapida(4)44
In dotazione(4) Opzionale

***
***

All’interno dell’UE, fuori: 9 Hz
Eccetto USA, Cina e Giappone
Sonda igrometrica WiFi solo nell’UE e in Norvegia,Svizzera, USA, Canada, Colombia, Turchia,Brasile, Cile, Messico, Nuova Zelanda, Indonesia**** Bluetooth solo nell’UE, Norvegia, Svizzera, USA,Canada, Colombia, Turchia, Giappone, Russia,
Ucraina, India, Australia***** A seconda della dotazione del kit selezionato

Testo SpA
via F.lli Rosselli 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)Tel: 02/33519.1
e-mail: info@testo.it

www.testo.it

Con riserva di modifiche, anche a livello tecnico.

Caratteristiche