Data sheet
testo 885

赤外線サーモグラフィ
testo 885 – 高画素センサ搭載のハイエンドシリーズ

赤外線画素数 320×240 ピクセル
超解像技術SuperResolution 併用で 640×480 ピクセル
温度分解能（NETD）30mK（0.03°C）以下
人 間 工学 に 基づ い た 使 い やす い 回 転 式 のハ ンドルおよび
ディスプレイ
標準/望遠/超望遠に交換可能なレンズ°C

カビの発生リスクを検出する表面湿度表示機能
最高1200°Cまでの高温度測定
パノラマ画像アシスタント
場所認識機能testo 885 は、温度分解能0.03℃の高画質サーモグラフィです。

回転 式のハンドルやフォールディングディスプレイ、パノラマ動画記録や場所認識機能、高温測定・望遠レンズ対応と多機能な撮影アシスタントやオートフォーカスなど、多くの便利な機能をハイエンドモデルです。

備えた testo 885 は、迅速なオンサイトチェックと総合的な電圧設備の検査、高温測定、回路基盤の分析、ソーラーパネルエネルギーコンサルテーションを行い、プロフェッショナルなシステムの検査や、エネルギー削減の診断のための建物の外壁レポートを簡単かつ確実に作成することができます。

全体の熱診断、構造的な熱診断など幅広く対応します。

www.testo.com

testo 885

testo 885

testo 885 サーモグラフィ

型番

testo 885 サーモグラフィ超解像 testo SuperResolution 機能標準搭載、レンズ（30°/25°/11°から1つ選択）、ハードキャリング
ケース、SDカード、USBケーブル、ショルダーストラップ、レンズ・クリーナークロス、電源ユニット、リチウムイオンバッテリ
およびBluetoothヘッドセット

0563 0885 X1

testo 885 サーモグラフィ超解像 testo SuperResolution 機能標準搭載、超望遠レンズ（5°）
、ハードキャリングケース、SDカード、USBケーブル、ショルダーストラップ、レンズ・クリーナークロス、電源ユニット、リチウムイオンバッテリおよびBluetoothヘッドセット

0563 0885 X4

testo 885 セット
レンズは 30°標準レンズ、25°レンズおよび/または 11°
望遠レンズのいずれかを選択できます。
testo 885 共 通の同 梱品： 本体、ハードキャリングケース、SDカード、USB
ケーブル、ショル ダーストラップ、レンズ・クリーナークロス、ACアダプタ、リチウムイオンバッテリ、Bluetoothヘッドセット、レンズケース、レンズプロテクタ、追加バッテリおよび高速充電ステーション。
型番
testo 885 2レンズセット（30°/25°/11°から2つ選択）

0563 0885 X2

testo 885 3レンズセット（30°/25°/11°）

0563 0885 X3

testo 885 超望遠2レンズセット（5°+30°/25°/11°から1つ選択）

0563 0885 X5

testo 885 超望遠3レンズセット（5°+30°/25°/11°から2つ選択）

0563 0885 X6

アクセサリ
コード 1）（出荷時の機器）
超解像SuperResolution

標準搭載

型番（Retrofit）
0554 7806

レンズプロテクタ

0554 0289

バッテリ

0554 8852

卓上充電器

0554 8851+1,200°Cまでの高温測定

J12）望遠レンズ 11°/9°2）

25°
レンズ2）

超望遠レンズ 5°×3.7°2）

温度データ付動画記録

I10554 8902

体表温度検知機能K12）0554 0051

黒体テープ（ロール長さ： 10m、幅： 25mm）、Cまで
ε（放射率）= 0.95、温度抵抗+250°
IR Soft PC解析用ソフトウェア (Webページより無料ダウンロード可)-ISO 校正証明書：
C、+25°
C、+50°
C
校正ポイント： 0°0520 0489 3）

ISO 校正証明書：
C、+100°C、+200°C
校正ポイント： 0°0520 0490 3）

ISO 校正証明書：
校正ポイント（-18～+250°
Cの間で校正ポイントを自由に選択可）

0520 0495 3）

1）初回ご注文時にオーダーされると、アクセサリ類はケースの中に同梱されてきます。
2）テストーのサービスセンターにお問い合わせください。

3）レンズごとtesto 885

テクニカルデータ

サーモグラフィ装備

熱画像
赤外線検出素子

320×240 ピクセル

温度分解能（NETD）

30mK（0.03°C）以下（+30°C時）

視野角/最小焦点距離

標準レンズ： 30°
×23°
/0.1m
×19°
/0.2m
25°
レンズ： 25°×9°/0.5m
望遠レンズ： 11°
×3.7°/2m
超望遠レンズ： 5°

空間分解能（IFOV）

標準レンズ： 1.7mrad
25°
レンズ： 1.36mrad
望遠レンズ： 0.6mrad
超望遠レンズ： 0.27mrad

超解像SuperResolution（ピクセル/IFOV）

フレーム・レート

標準レンズ：640×480ピクセル/1.06mrad
25°
レンズ：640×480ピクセル/0.85mrad
望遠レンズ：640×480ピクセル/0.38mrad
超望遠レンズ：640×480ピクセル/0.17mrad
33Hz*

フォーカス

オート・フォーカス/マニュアル・フォーカス

測定波長7.5～14µm

可視画像
画素数/最小焦点距離

3.1メガピクセル/0.5m

画像表示
表示画面
デジタル・ズーム

パノラマ画像アシスト音声記録

最高 3測定ポイント

温度データ付動画記録（4）

体表温度検知（4）

インタフェース

LabVIEW、Testoのホームページからダウンロード可

ビデオ・データ形式（USB接続時）.wmv, .mpeg-1

9種類-30～+100°
C/0～+350°
C（変更可能）0～+650°C（変更可能）±2°
C、測定値の±2%（-30～-22°
C時： 測定値の±3°
C）

保存媒体

4.5時間

充電方式

サーモグラフィ内装填状態でACアダプタを用いて充電。
オプション： 卓上充電器での充電

ＡＣ電源駆動0.01～1/マニュアル

動作温度

4

保管温度

4

無線湿度プローブによる湿度測定 (リアルタイムでの自動測定値転送）**（日本では不可）

（4）

4

周囲環境

湿度

表面湿度分布の表示（マニュアルでの入力による）高速充電式 Li-ion バッテリ

稼働時間

放射率/反射温度の設定

測定機能

SDカード、2GB（約1500～2000画像）

電源
バッテリタイプ+350～+1,200°
C（望遠レンズ装着時除く）±2°
C、測定値の±2%***Bluetooth経由****/
有線方式ヘッドセット経由

ビデオ録画（USB接続）拡張表示範囲-高温オプション時の精度

分析機能

レーザーマーカー

1～3倍測定

ソーラー・モード4

レーザー（レーザークラス：635nm、Class 2）***（日本では不可）.bmt：（専用ソフトウェアで .bmp, .jpg,.png, .csv, .xls形式にエクスポート可）

USB 2.0、Micro HDMI

反射温度/転送の補正（雰囲気温度）

4

画像保存

ビデオ出力

精度

場所認識（測定場所認識による画像管理）

データ保存形式

熱画像/可視画像

温度測定範囲4
標準レンズ： 30°
×23°
×19°
25°
レンズ： 25°×9°
望遠レンズ： 11°×3.7°
超望遠レンズ： 5°

10.9cm（4.3インチ）LCD タッチスクリーン
480×272 ピクセル

表示モード
カラー・パレット

LED照明付デジタル・カメラ
レンズ仕様

-15°
C～+50°
C-30～+60°
C20～80% RH（結露なきこと）

ハウジング保護等級（IEC 60529）

IP54

耐振動性
（IEC 60068-2-6）

2G

その他仕様
質量

1,570g

外形寸法（L×W×H）

253×132×111mm

4

三脚取り付け1/4“-20UNC

最高 10測定ポイント
ホット/コールド・スポット検出
最高 5エリア測定（エリア内の最低/最高/平均値）
アイソサームおよびアラーム値

ハウジングABS

EU内、9Hz外
無線 湿 度プローブの使 用はEU、ノルウェー、スイス、USA 、カナダ、コロンビア、トルコ、ブラジル、チリ、メキシコ、ニュージーランド、インドネシアで認 可されています（日本では不可）。
*** USA、中国および日本を除く。
**** Bluetoothの使用は EU、ノルウェー、スイス、USA、カナダ、コロンビア、トルコ、日本、ロシア、ウクライナ、インド、オーストラリアで認可されています。

PC ソフトウェア
システム要件Windows 10、Windows Vista、
Windows 7（Service Pack 1）、Windows 8、interface USB 2.0

適合規格
EU 指令
4 出荷時に含まれる。    （4）オプション

2004/108/EC

testo 885

サーモグラフィ 機能一覧

仕様

testo 885

testo 885 Set

赤外線検出素子

320×240 ピクセル

温度分解能（NETD）

30mK（0.03°C）以下

測定範囲-30～+650°
C

フレーム・レート

33Hz *

超解像 SuperResolution

4425°×9°
レンズ

（4）

（4）

望遠レンズ 11°
×9°*****（4）

4

超望遠レンズ 5°
×3.7°*****

（4）

444

オート・フォーカス

（4）

（4）

パノラマ画像アシスト

1,200°
Cまでの高温度測定

44

場所認識（測定場所認識による画像管理）

44

レーザー・マーカー **44

表面湿度分布の表示（マニュアル入力）
無線湿度プローブによる湿度測定 ***（日本では不可）（リアルタイムでの自動測定値転送）
HDMI インタフェース

44

（4）

（4）

44

体表温度検知（4）（4）

温度データ付動画記録

（4）

（4）

音声記録  有線ヘッドセット経由 ****

4

4

ソーラーモード

44

レンズプロテクタ（4）

4

スペア用充電式バッテリ

（4）

4

高速充電器

（4）

4

4 出荷時に含まれる（4）オプション*
EU内、9Hz外** USA、中国および日本を除く。
*** 無線湿度プローブの使用はEU、ノルウェー、スイス、USA、カナダ、コロンビア、トルコ、ブラジル、チリ、メキ
シコ、ニュージーランド、インドネシアで認可されています（日本では不可）。
**** Bluetooth の使用は EU、ノルウェー、スイス、USA、カナダ、コロンビア、トルコ、日本、ロシア、ウクライナ、インド、オーストラリアで認可されています。
*****選択するセットにより異なります。

＊本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

（2019.08）

www.testo.com〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F● セールス
TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277● サービスセンター（修理・校正）TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863

ヘルプデスク TEL.045-476-2547
ホームページ http://www.testo.com

e-mail info@testo.co.jp