TESTER EARTH DIGITAL

KEW 4105DL / 4105DL-H / 4105DLBT-H

TESTER EARTH YANG KOKOHTAHAN DEBU & TAHAN AIR IP67
● Pengukuran Resistansi Earth 3 kutubdan 2 kutub (0,01 hingga 2000Ω)● Desain tahan air● Bluetooth® bawaan memungkinkantransfer data (4105DLBT-H)● Penolakan kebisingan sampai 25V rms
memungkinkan pengujian akurat dalam
lingkungan yang bising● Sakelar Putar membuat antarmuka
pengguna sangat intuitif● Tampilan LCD Besar dengan Lampu LatarBelakang● LED untuk memantau resistansi spikepembumian bantu yang benar/tidak benar● Pengukuran Tegangan Earth(AC/DC 0 hingga 300V)● CAT Ⅳ 100V

Unduh dari Google
Play Store secara GRATIS.

Unduh dari App Storesecara GRATIS.

Tahan debu dan air:Gulungan kabel Inovatif dengan
Anda dapat mencucinya setelah
sistem panduan kabel untuk
digunakan bersihkan lumpur dan debu memfasilitasi penggulungan ulang

Spike bumi yang kuat

● Spesiﬁkasi KEW 4105DL / 4105DL-H / 4105DLBT-H
Pengukuran resistansi Earth
Rentang pengukuran
Rentang tampilan
Akurasi*1Resistansi Earth bantu*3
Nilai referensi pembandingan
Pengukuran tegangan EarthRentang pengukuran
Rentang tampilan
AkurasiStandar yang Berlaku
Antarmuka Komunikasi
Sumber daya
Dimensi
Bobot

20Ω
200Ω
0,00 hingga 20,00Ω 0,0 hingga 200,0Ω
0,00 hingga 20,99Ω 0,0 hingga 209,9Ω
±1,5%rdg±0,08Ω *2 ±1,5%rdg±4dgt
<10kΩ
<50kΩ
10Ω
100Ω

2000Ω
0 hingga 2000Ω
0 hingga 2099Ω

Penolakan kebisingan
yang kuat!

Peringatan tegangan
pembumian
Lampu LED merah menyala jika
tegangan eksternal terdeteksi.

<100kΩ500Ω

0,0 hingga 300,0V AC (45 hingga 65Hz) / ±0,0 hingga ±300,0V DC
0,0 hingga 314,9V(AC)/0,0 hingga ±314,9V(DC)±1%rdg±4dgt
IEC 61010-1 CAT Ⅳ 100V / CAT Ⅲ 150V / CAT Ⅱ 300V Tingkat polusi 3
IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, 5
IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, 2-2 (EMC), EN50581 (RoHS)
Bluetooth® (4105DLBT-H saja)
LR6 (AA)(1,5V)×6
121(P)×188(L)×59(T) mm (termasuk penutup casing)
Sekitar 690g (termasuk baterai dan penutup casing)[ Lampu LED menyala jika: ]Frekuensi0 hingga 10Hz
10 hingga 100Hz
100 hingga 400Hz

Penolakan kebisingan sampai
25V rms memungkinkan
pengujian akurat dalamlingkungan yang bising.

Tegangan> 10V> 25V> 5V

Pemeriksaan resistansi
pembumian bantu

Spike bumi yang terbuat
dari baja kuat

Jika resistansi Earth bantu adalah:
Terlalu tinggi di terminal S(P)*1 Untuk pengukuran presisi, resistansi Earth bantu seharusnya 100Ω ± 5% atau kurang.
*2 Pada pengukuran sederhana, tambahkan ±0,10Ω ke akurasi yang ditentukan.
*3 Akurasi dalam resistansi Earth bantu: ±5%rdg±10dgt.

*Bluetooth® adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG.

Terlalu tinggi di terminal H(C)

Pengukuran Earth mungkindilakukan hingga 100kΩ*resistansi spike pembumiantambahan.

Dalam rentang yang diizinkan (LED Hijau OK)*Rentang 20Ω 10kΩ, rentang 200Ω 50kΩ,Rentang 2000Ω 100kΩ.

4105DL4105DL-H● Panduan Pemilihan

4105DLBT-H

4105DL

Komunikasi Bluetooth®

Aksesori（●）, Aksesori Opsional（△）

ー● Aksesori/Aksesori Opsional

4105DL-H 4105DLBT-H
ー①7127B Perangkat pemeriksaan pengukuran sederhana

●

●

●

③9121

●

●

●

②8041

Spike pembumian bantu [2 spike/1 set]
Tali bahu

●

●

●

④7266

Uji timbal resistansi Earth(Merah 20m, Kuning 10m, Hijau 5m/1set)

△

●

●

⑤7267

Gulungan kabel untuk tester
resistansi Earth (Merah) 20m

●

△*

△*

⑥7268

Gulungan kabel untuk tester
resistansi Earth (Kuning) 10m

●

△*

△*

⑦7271

Uji timbal resistansi Earth(Hijau) 5m

●

△

△

⑧9190

Casing pembawa●

Casing pembawa [Keras]

ー△

⑫7272

Set kabel pengukuran presisi（②8041,⑤7267,⑥7268,⑦7271,⑪9192）

△

△

△

⑬7269

Uji timbal resistansi Earth (Merah) 20m

△△△

△

△

△

⑨9191

⑩9197

⑪9192

⑭7270

△

Casing pembawa [Keras]
Casing pembawa untuk gulungan kabel

Uji timbal resistansi Earth (Kuning) 10m

Adaptor untuk terminal pengukuran⑮8259 (Merah, Kuning, Hijau/1set)

△

△

●ー△

△

① 7127B② 8041③ 9121④ 7266⑤ 7267⑥ 7268⑦ 7271⑧ 9190△ー●△△⑨ 9191 / ⑩ 9197

⑬ 7269⑭ 7270⑪ 9192⑫ 7272⑮ 82598259Gunakan contoh* Gulungan kabel itu sendiri tidak dapat disimpan dalam casing keras.

Peringatan
Keamanan:Silakan baca "Peringatan Keamanan" dalam panduan petunjuk yang disertakan bersama instrumen dengan cermat
dan sepenuhnya untuk penggunaan yang benar. Kegagalan mematuhi aturan keselamatan ini dapat menyebabkan
kebakaran, masalah, sengatan listrik, dll. Oleh karena itu, pastikan untuk mengoperasikan instrumen dengan catu dayayang benar dan pengukuran tegangan yang ditandai di setiap instrumen.

Untuk pertanyaan atau pemesanan:

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152● Brosur ini diproduksi pada bulan Januari 2024. Isi brosur ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

LC_4105DL_4105DL-H_4105DLBT-H_2_1_Jan24_SS_id