パーカー R-max
ストリーム・スイッチ・システム

カタログ 4140-R
2002 年 6 月改訂

パーカー R-max ストリーム・スイッチ・システム
はじめにパーカー R-max は、流路の切替えとろ過の両機能を一つのコンパクトなアセンブリーにまとめることができる多機能システムです。このシステムは、圧力範囲が真空 〜 500 psig（3.4 MPa）までの解析装置内の気体と液体の両方を制御することができるように設計されています。ただし、必要な作動エア圧力は 40 psig（0.3 MPa）だけです。このシステムは、製品の信頼性向上と維持費用の削減を目的に設計されています。パーカー R-max ストリーム・スイッチ・システムには、漏れ経路、内容積およびデッドボリュームを削減するために最新の表面実装技術が採用されています。表面実装技術のおかげで、プロセス・コネクションを外さなくても、システム部品を簡単に取り外して交換できる場合があります。また、パーカー R-max システムには、別の出口ループの必要性をなくすために、内部自動パージ型出口ヘッダーが使用されています。

特徴• 表面実装技術 によりシステムには最大の自由度が与えらフロー回路図 -3 ストリーム・スイッチ・システム

れ、ユーザーは装着済み部品をそのままにして追加の流路をシステムに取り付けることができます。
• PCTFE シール技術 により、気体および液体の両方に対して最高 のシール性能を発揮し、エラストマー系の Oリング・シート構造を使用する場合によく検出される漏れを排除

流路 3

エンド・ ベント
ブロック

流路 1

流路 2

します。

エンド・ブロック• 内容積が小さいため、パージ時間を短縮し、高価なパージガスの消費量を削減することによって、最高 のシステム効率を発揮します。

ベント• モジュラー・バルブ構造 により、最高 の保守性を発揮するた
試料噴射バルブめ、システム内の修理が簡単に短時間で可能になり、中断時間を短縮することができます。
• 内部ループ構造 により、外部ループが不要になるため、最小のシステム設置面積でも最高 の能力を発揮します。
作動エア
"ON"

作動エア

ベント

• ビジュアル・ポジション・インジケーター のおかげで、ユー

作動エア

ザーは簡単にバルブ位置を判定することができるため、最流路 2 が試料噴射バルブまで開いた状態を示した図

高 のシステム安全性を発揮します。
• 低作動圧力 構造により、供給エアが最小 限になり、シール性も最高になります。
• 特許出願中

技術資料
作動圧力とシステム圧力の関係• 使用限度圧力：
500 psig （3.4 MPa） CWP• 使用限度温度：

システム圧力 (MPa)

フッ素ゴム− 15 °F 〜 400 °F （− 26 °C 〜 204 °C）

500.34• ブナ N ゴム− 30 °F 〜 275 °F（− 34 °C 〜 135 °C）

400.27300.20

200.14100.07• エチレン・プロピレン・ゴム− 70 °F 〜 275 °F （− 57 °C 〜 135 °C）
ネオプレン・ゴム− 45 °F 〜 250 °F （− 43 °C 〜 121 °C）
カルレッツ− 25 °F 〜 200 °F（− 32 °C 〜 93 °C）

0.7

1.4

2.1

2.8

3.4

00.000• 流量データ（2 流方式）：

作動圧力 (MPa)

作動圧力 (psig)

0100200300400500

システム圧力 (psig)

流路 1： Cv = 0.128; xT = 0.64
流路 2： Cv = 0.099; xT = 0.68
ISA S75.02 準拠による試験

P1 - P2 / P1 = xT の場合、気体の流れが抑制されることがあります。

2

Parker Hannifin Corporation

ベントパーカー R-max ストリーム・スイッチ・システム

ビジュアル・バルブ・
ポジション・インジケーター

表面実装技術の利用による
簡単メンテナンス

各モジュールの流路入口（非表示）

パネル脱着可能1/4 インチボルトを使用

2.77(70.4)
2.56(65.0).86(21.8)

1.13(28.7)
ベント・ポート（両面）.75(19.1)

流路 2作動エア入口
サポート・ブラケット取付け部

1.46(37.1)
代表値

流路 1作動エア入口

2.91(73.9)
リターン（分析器から）

1.00(25.4)

工場組立て 2 モジュール・ストリーム・スイッチ・システム
注文方法（9 ページ）を参照のこと

出口（分析器へ）( ) 内の数字はミリメーター表示

注文可能な継手
4A7 - 1/4" ダブル・フェルール・インバーティ

4Z7 - 1/4" シングル・フェルール・インバー

2F - 1/8" ANSI/ASME B1.20.1

ド A-LOK コンプレッション・ポート

ティド CPI コンプレッション・ポート

パイプ継手めねじ

注意： アクチュエーターの入口 / 出口ポートはすべて 1/8" FNPT です。

3Parker Hannifin Corporation

パーカー R-max ストリーム・スイッチ・システム
バルブ・モジュール分解図
81881891717871616615153513134141412121010111121

材質番号

部品名

1234567891011121314
15161718

ベース
バルブ・ボディステム
ローワー・シート
アッパー・シート
O リング 2-013
ローワー・ボンネット
O リング 2-007
バックアップ・リング
アッパー・ボンネット
O リング 2-018
O リング 2-023
ピストン
O リング 2-020
スプリング
キャップ
ボディ・ボルト
キャップ・ボルトステンレス鋼

合金 N04400

ASTM A 479、タイプ 316 ASTM B 127、合金 N04400
ASTM A 479、タイプ 316 ASTM B 127、合金 N04400
ASTM A 479、タイプ 316 ASTM B 127、合金 N04400
PCTFE
PCTFE
オプションのエラストマー
ASTM A 479、タイプ 316 ASTM B 164、合金 N04405
オプションのエラストマー
PTFE
ASTM A 479、タイプ 316 ASTM B 164、合金 N04405
オプションのエラストマー
オプションのエラストマー
ASTM B 211、合金 6061
オプションのエラストマー
ASTM A 564、タイプ 630
ASTM A 479、タイプ 316
ASTM A 193、等級 B8
ASTM A 193、等級 B8

注意： ストリーム・スイッチ・ベントおよび分析器エンド・プレート（非表示）の材質は、ASTM A 479、タイプ 316
または ASTM B 127、合金 N04400 です。ベース・プレート・ボルトの材質は ASTM A 276、タイプ 316 です。
潤滑： 過フッ化ポリエーテル

4Parker Hannifin Corporation

パーカー R-max ストリーム・スイッチ・システム
バルブ・モジュールパーカー R-max ストリーム・スイッチ・システムは、中心付近にバルブ・モジュールがあり、2 個の 3 方バルブで構成されています。各バルブ・モジュールは、工場出荷時に希望する機能を発揮できるように設定されたベース・プレートに取り付けられています。
ストリーム・スイッチ・バルブ・モジュールは、二重ブロック / ブリード配置に設定されて試料流路の交差汚染を防止します。

バルブ・モジュールの特徴• 各モジュールにはフロー入口と出口（1/8 インチ FNPT、または 1/4 インチ・インバーティド・コンプレッション）、1/8 インチ FNPT バルブの作動エア・ポートがあります。
• 各バルブ・モジュールには 2 個のバルブが使用されています。

バルブ・モジュールのフロー回路図
"OFF"

入口

出口

バルブ・モジュールの断面
ベント

"ON"

入口

出口

ベント

バルブ・エクスパンション・
モジュール - R2EM
バルブ・エクスパンション・モジュールは、パーカー R-max
ストリーム・スイッチ・システムに取り付けたり取り外したりできる場合があります。バルブ・エクスパンション・モジュー
ルは、1 個のバルブ・モジュールと 2 本のベース・プレート・ボルトで構成されています。このモジュールをベントと分析器エンド・プレートとの間に挿入して、複数の流路をシステムに追加することができる場合があります（9 ページの注文方法を参照のこと）。

注意：バルブ・モジュールが追加できるのは、既存のストリーム・スイッチ・システムに対してだけです。

簡単な表面実装 / モジュールの分解

5Parker Hannifin Corporation

パーカー R-max ストリーム・スイッチ・システム
マルチ・ストリーム・スイッチ - R2
マルチ・ストリーム・スイッチは、ベントと分析器エンド・プレート間にボルト固定された各バルブ・モジュールで構成され、一体型出口ヘッダーと一緒に内部自動パージ・システムを作ります。このユニークな構造によって、デッドボリュームと外部ループが不要になります。

高速ループ・オプション
エンド・ ベント
ブロック

内部高速ループ

流路 3

流路 2

流路 1

図の例は、二重ブロック/ブリード機能を維持する内部高速ループ

エンド・ブロック付きの 3 ストリーム・スイッチ・システムを示しています。図は
流路 1 と 3 がオフの位置にあって、2 個の流路が共通のベントベントに向かって流れていることを表しています。流路 2 はオンの位置

試料噴射バルブにあって、バイパスを閉じながら、流れは分析器に向かっていまベントす。注文する場合は、ストリーム・スイッチ・システムの部品番号の末尾に記号 -IF を追加してください（9 ページの注文方法を参照のこと）。
ベント例： 2F-R2K-BN-SS-3-IF

作動エア

作動エア
"ON"

作動エア

流路 3

流路 2

流路 1

外部
バイパス

外部高速ループ・キット
エンド・ブロック

図の例は、外部高速ループ付きの 3 ストリーム・スイッチ・シス

外部
バイパス

外部バイパスベント
エンド・ブロック

テムを表しています。標準仕様のパーカー R-max ストリーム・スイッチ・システムに適合するように、外部バイパス・キットを選択ベントすることができます。バイパス・オプションは、パーカー R-max
システムの二重ブロック / ブリード機能を維持します。

試料噴射バルブ

注文： KIT-R2- 継手の部品番号 -EF

ベント

例： KIT-R2-2MRT2N-316-EF
ベント

作動エア

作動エア
"ON"

流路 2

ベント

高速ループ・フィルター
図の例は、2 個のフィルター・バイパスが付いた 3 ストリーム・作動エア

媒体
媒体
バイパス
バイパス
流路 1

流路 3エンド・ブロック

エンド・ブロックスイッチ・システムを表しています。バイパス・フィルター・キットは、パーカー R-max ストリーム・スイッチ・システムに組みベント込まれ、ご使用のシステム構造を向上させる場合があります。

試料噴射バルブ

注文方法： 11 ページを参照のこと

ベント

6作動エア

作動エア
"ON"

作動エア

Parker Hannifin Corporation

ベントパーカー R-max ストリーム・スイッチ・システム
GC モジュール付きマルチ・ストリーム・スイッチ - R2GC
GC モジュールは分析器とストリーム・スイッチ・システムとの間に取り付けられて、試料を噴射する前に、試料ループ圧力を大気圧と平衡させるために使用します。このため、繰返し分析時でも一定の試料圧力を実現できます。GC モジュールが作動すると、GC からの試料は低圧ベントに向かって流れます。

GC へ

ベント

ストリーム・スイッチ

ストリーム・スイッチ

GC モジュール

図示例： GC モジュール付きの 2 流路

GC モジュール機能 - 3 つの流路例

ベント

流路 3

流路 2

流路 1

低圧ヘッダーGC

例1
バルブはすべてオフの位置にあります。システムはベントに対して開状態

試料噴射バルブです。

ベント

作動エア

作動エア作動エア

作動エア

ベント

流路 3

流路 2流路 1

低圧ヘッダー

例2

GC

流路 2 と GC モジュールはオンの位置にあって、試料ループを低圧ヘッダーにパージします。
試料噴射
バルブ

ベント

作動エア

作動エア

作動エア

作動エア

ベント

流路 3

流路 2流路 1

低圧ヘッダー

例3

GC

流路 2 はオンの位置、GC モジュールはオフの位置にあり、試料ループ圧力をベント圧力に平衡させます。
試料噴射
バルブ

ベント

7作動エア

作動エア

作動エア

作動エア

Parker Hannifin Corporation

パーカー R-max ストリーム・スイッチ・システム
試験室試料スイッチ - R2LS
プロセス分析計の精度を校正または確認するために、研究員がプロセス・ストリーム試料を回収・分析することが頻繁にあります。試験室試料スイッチは、分析器の出口側にある試料ストリーム内に取り付けます。このスイッチを使用して、分析器の試料の流れを乱したり干渉したりしないで、試料容器までの試料の流れと、試料容器からの試料の流れを設定します。研究室試料ステーション・キット
一式を選択することもできます。

注文方法
試験室試料スイッチ
注文： 2F-R2LSK- シール材質 - ボディ材質
構成内容：
1 × パーカー R-max 研究室ステーション・スイッチ
例： 2F-R2LSK-V-SS

プラグ付き
ポート

研究室試料ステーション・キット一式

シリンダーへ

注文： KIT-R2LS- シリンダー寸法と材質 - ホース材質
構成内容：
2 × コネクター
2 × PTFE シート / シール付き 3 方ボール・バルブ

シリンダーから

2 × フッ素製シール付きクイック・カプラー
2 × フッ素製シール付きクイック・ニップル
1 × ゲージ・ポート・ティー
1 × PTFE パッキング付き試料シリンダーニードル遮断弁
1 × 一体型破裂板と PTFE パッキング / シール付き試料シリンダー・ニードル遮断弁
1 × アルミニウム製（A）またはステンレス鋼製（SS）
試料シリンダー（150、300、1000 cc）
入口

1 × ステンレス鋼製（SS）または PTFE 樹脂製（T）

出口

ホース・アセンブリー
例： KIT-R2LS-150SS-SS

"OFF"

入口

"ON"

入口出口シリンダーへ

シリンダーから

出口

シリンダーへ

試料シリンダーシリンダーから試料シリンダー

8Parker Hannifin Corporation

パーカー R-max ストリーム・スイッチ・システム
ストリーム・スイッチ・システムおよびアクセサリーの注文方法
正しい部品番号は、丸で囲んだ数字の順序に従って簡単に導き出すことができます。 部品番号に必要な 7 種類の製品特性は、下記の例のようにコード化されています。

例 1：

2F-

qR2w

Ke-r

V-t

SS-y2

u

1/8 インチの NPT めねじ入口ポートと出口ポート、PCTFE バルブ・シート、フッ素ゴム製シール、およびステンレス鋼製の構造から構成された 2 ストリーム・スイッチ・システムを表しています。

例 2：

2F-q

R2GCKw

er-EPRt-SSy-4u

1/8 インチ NPT めねじ入口ポートと出口ポート、PCTFE バルブ・シート、エチレン・プロピレン・ゴム製シール、およびステンレス鋼製の構造から構成された GC モジュール付きの 4 ストリーム・スイッチ・システムを表しています。*継手
12F
4A7
4Z7

バルブ・シリーズ ベース・オプション
23R2

無記入 - なし
GC - GC サービス
LS - 研究室スイッチ
EM - バルブ
エクスパンションモジュール
S - シングル・バルブ

シート材質
4K - PCTFE

シール材質
5ボディ材質**6モジュール数*
7V - フッ素ゴム
BN - ブナ Nゴム
EPR - エチレン・ SS - ステンレス鋼
プロピレン・ゴム数値
NE - ネオプレン・ゴム
無記入 - LS、EM または S
KZ - カルレッツ
M - 合金 N04400 ベース・オプション* ストリーム・モジュール数は、システムの一部として注文する場合、GC モジュールをカウントに含みません。
** シングル・バルブ・ユニットの場合は合金 N04400 を選択できません。

追加オプションの注文方法
酸素クリーニング - 部品番号の最後にコード -C3 を付けると、パーカー規格 ES8003 に基づき洗浄され、酸素サービス用に組み付けられたストリーム・スイッチ・システムやアクセサリーを注文することができます。
例： 4A7-R2K-V-SS-3-C3

キットの注文方法
ステム・シール・キット - KIT-R2K- シール材質 - ボディ材質 例： KIT-R2K-V-SS （キット内容： 1 × PCTFE 樹脂製アッパー /ローワー・シート付きステム、フッ素ゴム製 O リング、関連する PTFE 樹脂製バックアップ・リング、保守点検要領書）
バルブ・カートリッジ・キット - KIT-R2K-CART- シール材質 - ボディ材質 例： KIT-R2K-CART-V-SS（キット内容： 1 × バル
ブ・カートリッジ一式、保守点検要領書 - 4 ページの「構成材料」の項目 3 〜 13）
Silcosteel® - 部品番号の末尾にコード -RTK を付けると、試料分析物が吸着するのを防止する、薄い永久接着シリコン系コーティン
グ付きのストリーム・スイッチ・バルブを注文することができます。

警告
本書に記載されている製品およびシステム、または関連項目を間違って選択したり、不適切な操作を行ったりすると、死亡事故や身体障害、物的損害が発生する場合があります。
本書およびパーカー・ハネフィン社、その関係会社、および正規販売店から得たその他の情報には、技術的な専門知識を有するユーザーがより詳しく検討できるように製品およびシステムのオプション装備についても記載されています。重要なことは、ユーザーが適用範囲のあらゆる面を分析して、最新の製品カタログに記載されている製品またはシステムに関する情報を再検討することです。これらの製品やシステムに関しては、多くの運転条件および適用範囲が定められているため、ユーザーは自らの分析および検討を通じて最終的に製品およびシステムを選択し、性能、安全、および適用範囲の警告条件がすべて満たされていることを確認する責任があります。
本書などに記載されている製品、製品の特徴、技術データ、構造、注文可能な部品、および価格については、パーカー・ハネフィン社およびその関係会社が事前の通知なくいつでも変更することができます。

販売
本書に記載されている項目は、パーカー・ハネフィン社、関係会社、または正規販売会社によって販売されます。販売および承認については、カタログ 4110-U 『ニードル・バルブ（U シリーズ）』の「販売」に記載されている条項によって規定されています。

© Copyright 2001, Parker Hannifin Corporation. All Rights Reserved.

9

Parker Hannifin Corporation

パーカー R-max ストリーム・スイッチ・システム
シングル・バルブ
パーカー R-max シングル・バルブは、ストリーム・スイッチ・システムで見うけられるのと同じ技術、機能およびオプションを共有しています。空圧駆動バルブは、共通ポート、通常開ポート、通常閉ポートの 3 方バルブとして作用します。

1.50(38.1)

2.25 (57.2)

特徴共通• 表面実装技術• PCTFE シール技術

1.97(50.0)

R-Max• 低内容積2.25(57.2)• モジュラー構造

通常開2.72(69.1)

通常閉• ビジュアル・ポジション・インジケーター• 低作動圧力作動エア

高速ループ・フィルターパーカー R-max ストリーム・スイッチ・システムのストリーム入口ポートに使用して、ろ過した試料流体をプロセス・ラインからストリーム・スイッチを介して分析器に供給するまでの時間を短縮することができます。これにより、カートリッジ・フィルターの周囲およびフィルター・ボウルから流れる入口流量の約 90% を迂回させることができます。
1.00 平面(25.4)

1/8" FNPT
ポート

ø1.25(31.8)

3.76(95.5)

入口

高速ループ
出口

R-MAXへの出口

1.40(35.6)

2.00(50.8)

1.44(36.6)

3 ストリーム・システムの流路 1 に装着されたフィルター10

Parker Hannifin Corporation

パーカー R-max ストリーム・スイッチ・システム
高速ループ・フィルター28736

注意： フィルター本体の流路は、エレメントの種類によって変化するため、ここでは表示されていません。

451

材質番号

部品名

材質

12
3
45
6
78

ボディ
ボウル
アダプター
O リング 2-008
ボディ・ボルトO リング 2-025
エレメント
サポート・コア

ASTM A 479、316 ステンレス鋼
ASTM A 479、316 ステンレス鋼
ASTM A 479、タイプ 316
オプションのエラストマー
ASTM A 193、等級 B8オプションのエラストマー
316SS およびマイクロファイバー
316SS

高速ループ・フィルターの注文方法
正しい部品番号は、丸で囲んだ数字の順序に従って簡単に導き出すことができます。 部品番号に必要な 7 種類の製品特性は、下記の例のようにコード化されています。

例：

2F-q

FR2-EPRw-eS

100rt-

SS-yBu1/8 インチ FNPT 入口とバイパス出口、エチレン・プロピレン・ゴム製シール、100 ミクロンの 316 ステンレス鋼焼結金属製フィルター・エレメント、ステンレス鋼構造で構成される FR2 シリーズの高速ループ・フィルターを表しています。これは、インバー
ティド CPI または A-LOK® のストリーム入口ポートで構成されるパーカー R-max ストリーム・スイッチに装着できるように設計されています。

1
入口・バイパス出口

2
フィルター
シリーズ

3O リングシール

4ろ過タイプ5
エレメント・タイプ
Balston® P および C

BN - ブナ N ゴム

P - 微粒子93 - 93% マイクロファイバー

70 - 70 ミクロン

SS

EPR - エチレン・プロピレン・

C - 凝集99 - 99% マイクロファイバー

40 - 40 ミクロン

ステンレスゴムS - 焼結金属

20 - 20 ミクロン

鋼V - フッ素ゴム
2F - 1/8" NPT めねじ

FR26ボディ
焼結金属（S） 材質

7R-max
コネクション

100 - 100 ミクロン

NE - ネオプレン・ゴム

10 - 10 ミクロン

KZ - カルレッツ

5 - 5 ミクロン

A - 2FB - 4A7 または 4Z7

高速ループ・フィルターのオプション
Silcosteel® - 部品番号の末尾にコード -RTK を付けると、試料分析物が吸着するのを防止する、薄い永久接着シリコン系コーティング付きのフィルターを注文することができます。
Silcosteel はレステック社の登録商標です。

11Parker Hannifin Corporationパーカー・ハネフィン日本株式会社〒 108-0071 東京都港区白金台 3-2-10 白金台ビル 2F
電話：03-6408-3901 FAX：03-5449-7202

大阪営業所〒 532-0004 大阪市淀川区西宮原 1-4-25 第 2 谷ビル
電話：06-4807-3288 FAX：06-4807-3299

Parker Hannifin Corporation
Instrumentation Valve Division
2651 Alabama Highway 21 North
Jacksonville, AL 36265-9681
USA
Phone: (256) 435-2130
Fax: (256) 435-7718
www.parker.com/IVD

Accreditedby the Dutch
Council forCertification

INSTRUMENTATIONVALVE DIVISIONAN ISO 9001 FACILITY
Quality Systems
Registrars, Inc.
QSR-202

URL.http//www.parker.com/

Catalog 4140-R, 10M, 06/02

Parker Hannifin plc
Instrumentation Products Division
Riverside RoadPottington Business Park
Barnstaple, Devon EX31 1NP
EnglandPhone: +44 (0) 1271 313131
Fax: +44 (0) 1271 373636
Email: ipd@parker.com
www.parker.com/IPD

S03-37