標準仕様書 型式：MS4432
低コスト・省スペース形 無効電力トランスデューサ

概要

計測用変流器、変圧器を介して入力した交流信号から動力設備の無効電力を計測し、計装統一信号に変換する低コス
ト・省スペース形の無効電力トランスデューサです。
▽ 歪波形に強くインバータ電流も正確に測定▽ AC85～264、DC85～143V のマルチ電源搭載▽ 低コスト・省スペース・軽量・低消費電力でトータルコ
ストと環境負荷を同時に削減

ご 発 注 形 式
型式番号
三相 3 線式

MS4432-3□□□①②③

三相 4 線式

MS4432-4□□□①②③

仕様入力部仕様① 入 力 信 号 [MS4432-3]( ご 指 定 下 さ い ) ■ 110V AC 5A ··········································1■ 110V AC 1A ··········································2■ 220V AC 1A ··········································3■ 220V AC 5A ··········································4[MS4432-4]■ 110V AC/√3 5A ···································1■ 110V AC/√3 1A ···································2■ 220V AC/√3 1A ···································3■ 220V AC/√3 5A ···································4
周波数 50/60Hz 共用
消 費 電 力 電圧測定側：0.3VA以下（各相共AC110Vにて）
電流測定側：0.3VA 以下（各相共）
補助電源側：3VA 以下
連 続 過 負 荷 定格入力電圧および電流の 1.2 倍
瞬 時 過 負 荷 定格入力電圧の 2 倍（10 秒間）
定格入力電流の 10 倍（16 秒間）
定格入力電流の 20 倍（4 秒間）
定格入力電流の 40 倍（1 秒間）※下記を参照して別途入力レンジをご指定下さい。( )内は標準入力レンジ
製作可能入力ﾚﾝｼﾞ
消費電力/相（VA）
型式
入力信号（kvar）
電圧回路
電流回路
±0.5～±1.2(±1.0)
MS4432-3
110V 5A
0.3
0.3±0.1～±0.24(±0.2)
110V 1A0.30.3±0.2～±0.48(±0.4)220V 1A
0.60.3±1.0～±2.4(±2.0)
220V 5A
0.60.3±0.5～±1.2(±1.0)
MS4432-4
110V/√3 5A
0.3
0.3±0.1～±0.24(±0.2)
110V/√3 1A
0.3
0.3±0.2～±0.48(±0.4)
220V/√3 1A
0.60.3±1.0～±2.4(±2.0)
220V/√3 5A
0.60.3
入力レンジ計算式(kvar)
無効電力トランスデューサ入力=一次側の定格電力（ＰＴ比）×（ＣＴ比）
上記計算式の算出値が、上表中の製作可能範囲であれば製作可能です

MS4400基 本 価 格三相 3 線式 ￥54,000
三相 4 線式 ￥71,000

出力部仕様② 出 力 信 号 [単極性]( ご 指 定 下 さ い ) ■4～20mA DC ············································ A(負荷抵抗 600Ω以下)■0～1mA DC ···············································B(負荷抵抗 10kΩ以下)■1～5V DC ··················································C(負荷抵抗 1kΩ以上)■0～5V DC ··················································D(負荷抵抗 1kΩ以上)■0～10V DC ················································E(負荷抵抗 1kΩ以上)[両極性]■4～12～20mA DC····································G(負荷抵抗 600Ω以下)■-1～0～+1mA DC····································H(負荷抵抗 10kΩ以下)■1～3～5V DC············································· I(負荷抵抗 1kΩ以上)■-5～0～+5V DC ········································ J(負荷抵抗 1kΩ以上)■-10～0～+10V DC ··············································· K(負荷抵抗 1kΩ以上)■指定レンジ ················································· Z

電源部仕様③ 補 助 電 源 ■ AC85～264V/DC85～143V ················1( ご 指 定 下 さ い ) ■ DC20～30V (+\10,000)·························2■ DC40～60V (+\10,000)·························3機器仕様
構造
接 続 方 式
外 箱 材 質ゼロ調整範囲
スパン調整範囲

ボックス形表面端子構造
M4 ネジ端子接続
難燃性黒色樹脂
約 5%
約 5%

設置仕様
使用温度範囲使用湿度範囲
保存温度範囲衝撃

振取重-10～55℃
40～85%RH-40～70℃
JIS C 0912 の試験方法 1 による大きさ490m/S2 の衝撃を取付面を含む互いに垂直な 3 軸を選び、各正逆方向に各 3 回、合計 18 回加えて試験動 JIS C 0911 の 4.2 による振動数 16.7Hz、振動変位振幅ピークピーク値 4mm の振動を取付面を含む互いに垂直な 3 軸方向にそれぞれ１時間、合計 3 時間加えて試験付 壁または DIN レール取付量 約 300g

MS4432-V04-071016.doc

Page: 1/2

標準仕様書

型式：MS4432 低コスト・省スペース形 無効電力トランスデューサ

性能
準 拠 規 格
許容差
出力リップル
応 答 時 間自己加熱の影響
温 度 の 影 響
周波数の影響外部磁界の影響
補助電源電圧の影響
出力負荷の影響
波 形 の 影 響
絶耐縁抵

電抗圧

JIS C 1111
±0.5% （出力スパンに対して）
1%p-p 以下 （出力スパンに対して）
0.5 秒以内（90%ステップ入力に対して出力値が±1%以内に到達）±0.5% （出力スパンに対して）±0.5% （出力スパンに対して）周囲温度 23±20℃変化での値±0.25% （出力スパンに対して）定格周波数の±5%変化での値±0.5% （出力スパンに対して）
400A/m の外部磁界での値±0.25% （出力スパンに対して）
全電源電圧範囲にて±0.25%（出力スパンに対して）
定格出力負荷の 1/2 を基準値として±0.5% （出力スパンに対して）
基本波の±20％の第三高調波を含む入力での値
DC500V メガーで測定
電気回路一括－アース端子間：50MΩ以上
入力端子一括－出力端子一括：50MΩ以上
補助電源端子一括－入出力端子一括:50MΩ以上
AC2000V 1 分間加えて試験・電気回路一括－アース端子間
・入力端子一括－出力端子一括・補助電源端子一括－入出力端子一括・出力回路一括－アース端子間

端 子 結 線 図

雷 イ ン パ ル ス 電圧波形 1.2/50μs 全波電圧±6kV 印加・電気回路一括－アース端子間
・入力端子一括－出力端子一括・出力回路一括－アース端子間
電流波形 ±8/20μs 2000V
・出力端子間MS4432-V04-071016.doc

Page: 2/2