เครือ่ งมือทดสอบสายดินระบบดิจิทัล

KEW 4105DL / 4105DL-H / 4105DLBT-H

กันฝุน่ และน� าระดับ IP67
เครือ่ งมือทดสอบดินที่ทนทาน
การวัดความต้านทานดินแบบ 3 ขัว้และ 2 ขัว้ (0.01 ถึง 2000Ω)● การออกแบบทีก่ นั น�า● Bluetooth® ในตัวรองรับการถ่ายโอนข้อมูล (4105DLBT-H)● การปฏิเสธสัญญาณรบกวนสูงสุดถึง 25Vrms ช่วยให้ทาํ การทดสอบทีแ่ ม่นยําได้ในสภาพแวดล้อมทีม่ สี ญั ญาณรบกวน● สวิตช์แบบหมุนช่วยให้ใช้งานส่วนติดต่อผูใ้ ช้ได้งา่ ยมาก● จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่พร้อมไฟแบ็คไลต์
● LED เพือ่ เฝ้าติดตามความถูกต้อง/ไม่ถกู ต้องของความต้านทานของหลักดินเสริม
● การวัดแรงดันไฟฟ้าดิน(AC / DC 0 ถึง 300V)● CAT IV 100V●ดาวน์โหลดจาก Google
Play Store ได้ฟรี

ดาวน์โหลดจาก App Storeได้ฟรีกันฝุน่ และกันน�า:หลังจากใช้แล้ว คุณสามารถล้างเพือ่ ขจัดโคลนและฝุน่ ออกม้วนเก็บสายเคเบิลเชิงนวัตกรรมใหม่พร้อมระบบนําทางเพือ่การม้วนเก็บหลักดินแบบทุบขึ้นรูปที่ทนทาน

● ข้อกําหนดจําเพาะของ KEW 4105DL / 4105DL-H / 4105DLBT-Hการวัดความต้านทานดินช่วงการวัดช่วงการแสดงผลความแม่นยํา*1ความต้านทานดินเสริม*3ค่าอ้างอิงตัวเปรียบเทียบการวัดแรงดันไฟฟ้าดินช่วงการวัดช่วงการแสดงผลความแม่นยํามาตรฐานที่เกี่ยวข้องส่วนติดต่อการสื่อสารแหล่งจ่ายไฟขนาดน�าหนัก20Ω
0.00 ถึง 20.00Ω
0.00 ถึง 20.99Ω
±1.5%rdg±0.08Ω *2<10kΩ
10Ω200Ω
0.0 ถึง 200.0Ω
0.0 ถึง 209.9Ω
±1.5%rdg±4dgt
<50kΩ
100Ω

2000Ω
0 ถึง 2000Ω
0 ถึง 2099Ω

การปฏิเสธสัญญาณรบกวนทีแ่ ข็งแกร่ง!

คําเตือนเกีย่ วกับแรงดันไฟฟ้าสายดิน
ไฟ LED สีแดงจะติดสว่างหากตรวจพบแรงดันไฟฟ้าภายนอก

<100kΩ
500Ω

0.0 ถึง 300.0V AC (45 ถึง 65Hz) / ± 0.0 ถึง ± 300.0V DC0.0 ถึง 314.9V(AC) / 0.0 ถึง ± 314.9V(DC)±1%rdg±4dgt
IEC 61010-1 CAT Ⅳ 100V / CAT Ⅲ 150V / CAT Ⅱ 300V ระดับมลพิษ 3IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, 5IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, 2-2 (EMC), EN50581 (RoHS)
Bluetooth® (4105DLBT-H เท่านั้น)LR6 (AA)(1.5V)×6[ ไฟ LED จะติดสว่างหาก: ]การปฏิเสธสัญญาณรบกวนสูงสุด
ถึง 25V rms ช่วยให้ทําการทดสอบทีแ่ ม่นยําได้ในสภาพแวดล้อมทีม่ สี ัญญาณรบกวนความถี่
แรงดันไฟฟ้า
0 ถึง 10Hz
> 10V10 ถึง 100Hz> 25V100 ถึง 400Hz> 5Vการตรวจสอบ
ความต้านทานดินเสริมหลักดินทําจากเหล็กกล้า
ทีท่ นทาน121(L) × 188(W) × 59(D) mm (รวมทัง้ ฝาของกล่อง)ประมาณ 690g (รวมแบตเตอรีแ่ ละฝาของกล่อง)ถ้าความต้านทานดินเสริม คือ:สูงเกินไปทีข่ ั้ว S(P)*1 เพือ่ การวัดทีแ่ ม่นยํา ความต้านทานดินเสริมควรจะอยูท่ ี่ 100Ω ± 5% หรือน้อยกว่า*2 ทีก่ ารวัดแบบง่าย ให้เพิม่ ± 0.10Ω ไปยังความแม่นยําทีร่ ะบุไว้

*3 ความแม่นยําภายในความต้านทานดินเสริม: ± 5%rdg ± 10dgt

สูงเกินไปทีข่ ั้ว H(C)* Bluetooth® เป็นเครือ่ งหมายการค้าหรือเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIGภายในช่วงทีอ่ นุญาต(ไฟ LED สีเขียว แสดงว่า OK)สามารถทําการวัดดินได้สงู สุดถึง100kΩ* ของความต้านทานของหลักดิน
*20Ω ช่วง 10kΩ, 200Ω ช่วง 50kΩ,2000Ω ช่วง 100kΩ

4105DL

4105DL-H

4105DLBT-H● คู่มือการเลือก● อุปกรณ์เสริม/ อุปกรณ์เสริมทางเลือก4105DL

4105DL-H

4105DLBT-H①7127B โพรบการวัดแบบง่าย

●

●

●

●

●

●

สายคาดไหล่

●

●

●

สายทดสอบความต้านทานดิน(สีแดง 20m, สีเหลือง 10m, สีเขียว 5m/1เซ็ต)

△

●

●

●

△*

△*

●

△*

△*

●

△

△

●

ー

การสื่อสารผ่าน Bluetooth®

ーอุปกรณ์เสริม（●）,อุปกรณ์เสริมทางเลือก（△）
②8041
③9121
④7266
⑤7267
⑥7268

หลักดินเสริม [2 อัน/1 ชุด]ม้วนเก็บสายเคเบิลสําหรับเครือ่ งทดสอบความ
ต้านทานดิน
(สีแดง) 20m
ม้วนเก็บสายเคเบิลสําหรับเครือ่ งทดสอบความ
ต้านทานดิน
(สีเหลือง) 10m⑦7271

สายทดสอบความต้านทานดิน
(สีเขียว) 5m⑧9190

กระเป๋าหิ้ว

⑨9191
⑩9197
⑪9192
⑫7272
⑬7269
⑭7270

●△กระเป๋าหิ้ว [แข็ง]กระเป๋าหิ้ว [แข็ง]กระเป๋าหิ้วสําหรับม้วนเก็บสายไฟ

ชุดสายไฟสําหรับการวัดที่แม่นยํา
（②8041,⑤7267,⑥7268,⑦7271,⑪9192）
สายทดสอบความต้านทานดิน (สีแดง) 20m

สายทดสอบความต้านทานดิน (สีเหลือง) 10m

อะแดปเตอร์สําหรับขั้วต่อการวัด
⑮8259 [สีแดง, สีเหลือง, สีเขียว/1 ชุด]

ー

△ー
△●
△△△△△△△△△② 8041③ 9121④ 7266⑤ 7267⑥ 7268⑦ 7271⑧ 9190△ー△△① 7127B⑨ 9191 / ⑩ 9197

⑪ 9192⑫ 7272△△△⑬ 7269⑭ 7270⑮ 82598259
ตัวอย่างการใช้งาน

* ตัวม้วนเก็บสายไฟไม่สามารถจัดเก็บไว้ในกล่องแบบแข็งได้คําเตือนด้าน
ความปลอดภัย:โปรดอ่าน "คําเตือนด้านความปลอดภัย" ในคูม่ อื คําแนะนําทีใ่ ห้มาพร้อมกับเครือ่ งมืออย่างละเอียดและถีถ่ ว้ นเพือ่ ให้สามารถใช้
งานได้อย่างถูกต้อง การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎความปลอดภัยอาจทําให้เกิดเพลิงไหม้ ปัญหาของเครือ่ งมือ ไฟฟ้าช็อต ฯลฯ ดังนั้นต้องแน่ใจว่าสามารถใช้งานเครือ่ งมือด้วยอัตราแหล่งจ่ายไฟและแรงดันไฟฟ้าทีถ่ กู ต้องทีร่ ะบุไว้ตามเครือ่ งมือแต่ละเครือ่ งสําหรับการสอบถามหรือการสั่งซื้อ:2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152● เอกสารเผยแพร่นี้จัดทําขึ้นในเดือนมกราคม 2024 เนื้อหาในเอกสารเผยแพร่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LC_4105DL_4105DL-H_4105DLBT-H_2_1_Jan24_SS_th