testo 890 · Cámara termográfica

Manual de instrucciones

2

1 ÍndicePos : 1 /TD /Übersc hriften/1. Inhalt @ 0\m od_1177587817070_206.docx @ 1245 @ 1 @ 1

1Índice1Índice .............................................................................................................................3

2

Seguridad y eliminación .................................................................................................5

3

4

2.1.

Indicaciones sobre este manual............................................................................... 5

2.2.

Garantizar la seguridad ............................................................................................ 6

2.3.

Protección del medio ambiente ............................................................................... 7

Especificaciones .............................................................................................................8
3.1.

Uso........................................................................................................................... 8

3.2.

Datos técnicos ......................................................................................................... 9

Descripción del producto.............................................................................................. 16
4.1.

Visión global .......................................................................................................... 16
4.1.1. Componentes del producto ...................................................................... 16
4.1.2. Superficie de la pantalla ............................................................................ 18
4.1.3. Concepto de manejo ................................................................................. 21

4.2.

Características básicas ........................................................................................... 22
4.2.1. Alimentación de corriente......................................................................... 22
4.2.2. Formatos y nombres de archivo ................................................................ 22

5

Primeros pasos............................................................................................................. 24
5.1.

Operaciones previas al uso .................................................................................... 24
5.1.1. Conectar la batería .................................................................................... 24
5.1.2. Ajustes básicos .......................................................................................... 24
5.1.3. Primera carga de la batería ....................................................................... 26

5.2.

Operaciones básicas .............................................................................................. 27
5.2.1. Ajustar el asidero de lazo .......................................................................... 27
5.2.2. Fijar la tapa del objetivo al asidero de lazo ............................................... 28
5.2.3. Girar el mango........................................................................................... 28
5.2.4. Sujeción de la correa para llevar al hombro .............................................. 29
5.2.5. Utilización de la caja para objetivos .......................................................... 29
5.2.6. Introducir la tarjeta de memoria ............................................................... 30
5.2.7. Montaje / desmontaje del filtro protector IR ............................................ 30
5.2.8. Cambio de objetivo ................................................................................... 31
5.2.9. Encender/apagar la cámara ...................................................................... 32
5.2.10. Enfocar imagen manualmente .................................................................. 32
5.2.11. Enfocar imagen automáticamente ............................................................ 33
5.2.12. Registrar (retener/guardar) la imagen ...................................................... 33

3

1 Índice
6

Utilización del producto ............................................................................................... 34
6.1.

6.2.

Zona de menú / pestañas ...................................................................................... 34
6.1.1.

Pestaña Funciones de análisis.......................................................... 34

6.1.2.

Pestaña Escala y funciones de corrección ........................................ 35

6.1.3.

Pestaña Menú principal ................................................................... 35

Funciones del menú ............................................................................................... 37
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.

6.3.
7
8

4

Funciones de medición .............................................................................. 37
Opciones de visualización.......................................................................... 48
Galería de imágenes .................................................................................. 49
Asistentes .................................................................................................. 52
Configuración ............................................................................................ 63
Audio ......................................................................................................... 71

Realizar mediciones ............................................................................................... 72

Mantenimiento del producto ....................................................................................... 74
Consejos y ayuda ......................................................................................................... 75
8.1.

Mensajes de error .................................................................................................. 75

8.2.

Accesorios y repuestos .......................................................................................... 76

2 Seguridad y eliminación
Pos : 3 /TD /Übersc hriften/2. Sic herheit und Umw elt @ 0\m od_1173774719351_206.docx @ 294 @ 1 @ 1

2

Pos : 4 /TD /Übersc hriften/2.1 Zu di esem Dokum ent @ 0\mod_1173775252351_206.docx @ 348 @ 2 @ 1

Seguridad y eliminación

2.1.

Indicaciones sobre este manual

Pos : 5 /TD /Sic herheit und Umw elt/Z u di esem Dok um ent/Verw endung/Verw endung (Standar d) @ 0\mod_1173775068554_206.docx @ 339 @ 5 @ 1

Uso> Lea atentamente este manual y familiarícese con el manejo delproducto antes de utilizarlo. Preste especial atención a la
información de seguridad y a las indicaciones de advertencia
para prevenir lesiones y daños en el producto.
> Tenga este manual a mano de forma que le resulte fácil
consultarlo cuando sea necesario.
> Entregue este manual a posteriores usuarios de este producto.
Pos : 6 /TD /Sic herheit und Umw elt/Z u di esem Dok um ent/Symbole und Schr eibk onventi onen/T abellenk opf W arnhinw eise @ 2\m od_1207645198296_206.docx @ 14337 @ 5 @ 1

Indicaciones de advertencia
Tenga siempre en cuenta la información marcada con indicaciones
y pictogramas de advertencia. Respete las medidas de precaución
indicadas.
Símbolo

Explicación

Pos : 7 /TD /Sic herheit und Umw elt/Z u di esem Dok um ent/Symbole und Schr eibk onventi onen/W arnhinw eis VOR SICHT @ 2\m od_1207651416515_206.docx @ 14419 @ @ 1

ATENCIÓN

avisa sobre posibles lesiones menores

Pos : 8 /TD /Sic herheit und Umw elt/Z u di esem Dok um ent/Symbole und Schr eibk onventi onen/W arnhinw eis ACHTUNG (Produktsc haden) @ 2\m od_1207651536812_206.docx @ 14437 @ @ 1

AVISO

Hace referencia a situaciones que pueden
causar daños en el producto

Pos : 9 /TD /Sic herheit und Umw elt/Z u di esem Dok um ent/Symbole und Schr eibk onventi onen/T abellenk opf Symbole und Schr eibk onv. @ 2\m od_1207652481703_206.docx @ 14455 @ 5 @ 1

Iconos y convenciones de escritura
Símbolo

Explicación

Pos : 10 /TD/Sic her heit und Umw elt/Z u dies em D ok ument/Sym bol e und Sc hrei bk onv entionen/Sym bole und Sc hrei bk onv . [Standard_kl ein] @ 2\m od_1207652632140_206.docx @ 14473 @ @ 1

Indicación: información básica o complementaria.
1. ...
2. ...

Acción: varios pasos, se debe respetar el orden.

> ...

Acción: un paso o un paso opcional.

-

Resultado de una acción.

...

Pos : 11 /TD/Sic her heit und Umw elt/Z u dies em D ok ument/Sym bol e und Sc hrei bk onv entionen/Sc hrei bk onv. M enü @ 2\m od_1207655303453_206.doc x @ 14491 @ @ 1

Menú

Elementos del instrumento, del visualizador delinstrumento o de la interface del programa.

5

2 Seguridad y eliminación

Pos : 12 /TD/Sic her heit und Umw elt/Z u dies em D ok ument/Sym bol e und Sc hrei bk onv entionen/Sc hrei bk onv. [OK] @ 2\mod_1207655489218_206.docx @ 14509 @ @ 1[OK]

Teclas de función del instrumento o botones de lainterface del programa.

Pos : 13 /TD/Sic her heit und Umw elt/Z u dies em D ok ument/Sym bol e und Sc hrei bk onv entionen/Sc hrei bk onv. F unktionen/Pfade (...|...) @ 2\m od_1207655781390_206.docx @ 14527 @ @ 1... | ...

Funciones/rutas dentro de un menú.

Pos : 14 /TD/Sic her heit und Umw elt/Z u dies em D ok ument/Sym bol e und Sc hrei bk onv entionen/Sc hrei bk onv. Beis piel angaben ("...") @ 2\mod_1207656016281_206.docx @ 14545 @ @ 1“...”

EjemplosPos : 15 /TD/Ü berschriften/2.2 Sicherheit g ewährleis ten @ 0\m od_1173780783960_206.docx @ 368 @ 2 @ 1

2.2.

Garantizar la seguridad

Pos : 16 /TD/Sic her heit und Umw elt/Sicherheit g ewährleis ten/Produkt bestimmungsgem äß v erwenden @ 0\mod_1173781261848_206.docx @ 388 @ @ 1> Utilice el producto solamente de forma adecuada y según su
finalidad de uso observando los parámetros especificados en
los datos técnicos. No fuerce el instrumento.
Pos : 17 /TD/Sic her heit und Umw elt/Sicherheit g ewährleis ten/Ger ät bei Besc hädigungen nicht i n Betri eb nehm en @ 0\mod_1186985945375_206.docx @ 2254 @ @ 1> No ponga utilice el instrumento si presenta daños en la caja, el
alimentador o los cables de alimentación.
Pos : 18 /TD/Sic her heit und Umw elt/Sicherheit g ewährleis ten/tes to 885/Detek tor @ 9\m od_1311251407168_206.docx @ 85631 @ @ 1

Durante su utilización no se debe dirigir la cámara hacia el sol ni
hacia otras fuentes importantes de radiación (como objetos atemperaturas superiores a 550° C / 1022° F, por ejemplo en lautilización del rango de medición de alta temperatura 1400° C /2552° F). Estos pueden ocasionar serios daños en el detector. El
fabricante no se hace responsable de tales daños en el detector
microbólometro.
Pos : 19 /TD/Sic her heit und Umw elt/Sicherheit g ewährleis ten/v or Or t gültige Sic herheits bes timmungen beac hten @ 0\m od_1186997107328_206.docx @ 2300 @ @ 1> Recuerde que las instalaciones que se van a medir y el entorno
de medición pueden entrañar también peligros: al realizar
mediciones, observe siempre las prescripciones de seguridad
vigentes en su país.
Pos : 20 /TD/Sic her heit und Umw elt/Sicherheit g ewährleis ten/Nic ht mi t Lös ungsmittel n l agern @ 0\m od_1175692375179_206.docx @ 585 @ @ 1> No almacene el producto junto con disolventes. No utilice
desecantes.
Pos : 21 /TD/Sic her heit und Umw elt/Sicherheit g ewährleis ten/N ur besc hriebene W artungs arbeiten durchführen @ 0\mod_1175692705195_206.docx @ 603 @ @ 1> Realice únicamente los trabajos de mantenimiento delinstrumento que vienen descritos en este manual respetando
siempre los pasos indicados. Utilice solamente repuestos
originales de Testo.
Pos : 22 /TD/Sic her heit und Umw elt/Sicherheit g ewährleis ten/Akk u-Sic her heitshi nweis e ( LiIon) @ 0\m od_1187184666109_206.doc x @ 2365 @ @ 1> El uso inadecuado de las baterías puede provocar daños
materiales o lesiones a causa de descargas eléctricas, fuego ola fuga de líquidos químicos. Es indispensable que observe lassiguientes indicaciones para evitar tales peligros:• Utilizarla solo según las indicaciones del manual de
instrucciones.
• No cortocircuitarla, desmontarla o modificarla.
• No exponerla a golpes fuertes, agua, fuego o temperaturas
superiores a los 60 °C.
• No almacenarla cerca de objetos metálicos.
• No utilizar las baterías con fugas o dañadas. En caso decontacto con el líquido de la batería: aclarar las zonas
6

2 Seguridad y eliminación•••

afectadas con agua abundante y, si es necesario, consultar
a un médico.
Cargarlas solo en el instrumento o en la estación de carga
recomendada.
Interrumpir el proceso de carga de inmediato en caso deque no termine en el tiempo indicado.
En caso de funcionamiento incorrecto o indicios desobrecalentamiento, retirar la batería de inmediato delinstrumento de medición/cargador. Atención: la batería
puede estar caliente.

Pos : 23 /TD/Ü berschriften/2.3 Umw elt s chütz en @ 0\mod_1173780843645_206.docx @ 377 @ 2 @ 1

2.3.

Protección del medio ambiente

Pos : 24.1 /TD/Sicher heit und Umwel t/Umw elt sc hütz en/Ak kus /Batterien ents orgen @ 0\mod_1175693637007_206.docx @ 621 @ @ 1> Elimine las baterías defectuosas o agotadas según las
disposiciones legales vigentes.
Pos : 24.2 /TD/Sicher heit und Umwel t/Umw elt sc hütz en/Pr odukt entsorgen @ 0\mod_1173780307072_206.docx @ 359 @ @ 1> Una vez finalizada su vida útil, lleve el producto a un centro dereciclaje especial para equipos eléctricos y electrónicos (tenga
en cuenta las leyes vigentes en su país) o devuelva el productoa Testo para su eliminación.
Atención: su producto está marcado con este
símbolo.
Significa que los productos eléctricos yelectrónicos usados no deberían mezclarse con
los residuos domésticos generales. Existe unsistema de recogida independiente para estos
productos.
Pos : 25 /TD/Sic her heit und Umw elt/Umw elt sc hütz en/WEEE Reg Nr mit Sym bol @ 29\m od_1519195554014_206.docx @ 383985 @ @ 1

WEEE Reg. Nr. DE 75334352
Pos : 26 /TD/--- Seitenwec hs el --- @ 0\m od_1173774430601_0.docx @ 285 @ @ 1

7

3 Especificaciones
Pos : 27 /TD/Ü berschriften/3. Leistungs beschr eibung @ 0\m od_1173774791554_206.docx @ 303 @ 1 @ 1

3

Pos : 28 /TD/Ü berschriften/3.1 Verw endung @ 0\m od_1176211016437_206.docx @ 697 @ 2 @ 1

Especificaciones

3.1.

Uso

Pos : 29 /TD/Leistungs bes chr eibung/Verwendung/testo 8xx/tes to 890 @ 10\m od_1318509586449_206.doc x @ 96048 @ 5 @ 1

La testo 890 es una robusta y manejable cámara de imagen
térmica. Está diseñada para permitirle la determinación yrepresentación gráfica de la distribución de temperatura de una
superficie sin necesidad de contacto con la misma.
Algunas de las aplicaciones más comunes son:
• Inspección de edificios: Evaluación energética de edificios,
inspección de instalaciones de calefacción, ventilación y aireacondicionado• Medidas de mantenimiento preventivo: Inspección mecánica yeléctrica de equipos, máquinas y sistemas de distribución deenergía.
• Supervisión de procesos de producción (control de calidad):
Supervisión de procesos de fabricación• Asesoría profesional de energía, localización de pérdidas• Revisión de módulos fotovoltaicos• Funciones / Propiedades: Teleobjetivo (adicional), súper
teleobjetivo (opcional), objetivo de 25° (opcional), visualizaciónde la distribución de la humedad superficial mediante
introducción manual de las condiciones ambientales (opcional:
medición de humedad en tiempo real con sonda de humedad
inalámbrica), reconocimiento de lugar (detección de los lugaresde medición con gestión de imágenes), registro de voz,
medición de temperatura máxima (opcional), paquete deanálisis de proceso - almacenamiento secuencial en la cámara
y medición por vídeo en ordenador (opcional)
Controles de exportación
Las cámaras de imagen térmica pueden estar sujetas alimitaciones de exportación de la Unión Europea.
Infórmese antes de la exportación de las normativas naciones
sobre controles de exportación.

8

3 Especificaciones
Pos : 30 /TD/Ü berschriften/3.2 T ec hnisc he D aten @ 0\m od_1176211088437_206.docx @ 706 @ 2 @ 1

3.2.

Datos técnicos

Pos : 31 /TD/Leistungs bes chr eibung/T ec hnische D aten/WBKs/tes to 885, 890/890 Bil dleistung Infrar ot @ 10\mod_1318510092008_206.docx @ 96081 @ 5 @ 1

Características imagen infrarrojo
Características

Valores

Tipo de detector

FPA 640 x 480 pixels, Si amorfo

Sensibilidad térmica(NETD)< 40 mK a 30 °C (86 °F)

Campo de visión /distancia mínima deenfoque

42° x 32° / 0,1 m (0,33ft.)
Teleobjetivo (opcional): 15° x 11° / 0,5 m(1,64 ft)
Súper teleobjetivo (opcional): ): 6,6° x 5° /
2 m (6,5 pies)
Objetivo de 25° (opcional)
25° x 19° / 0,2 m (0,66 ft)

Resolución
geométrica (IFOV)

1,13 mrad (objetivo estándar)
0,42 mrad (teleobjetivo)
0,18 mrad (súper teleobjetivo)
0,68 mrad (Objetivo de 25°)

SuperResolution(píxel / IFOV)

1280 x 960 píxeles
0,71 mrad (objetivo estándar)
0,26 mrad (teleobjetivo)
0,11 mrad (súper teleobjetivo)
0,43 mrad (Objetivo de 25°)

Frecuencia decuadro33 Hz en la UE, 9 Hz fuera de la UE

Foco

automático / manual

Banda de espectro

7,5…14 μm

Pos : 32 /TD/Leistungs bes chr eibung/T ec hnische D aten/WBKs/tes to 885, 890/885, 890 Bildl eistung Visuell @ 9\mod_1304511457978_206.docx @ 79705 @ 5 @ 1

Características imagen visual
Características

ValoresTamaño de imagen

3,1 megapixel

Distancia mínima deenfoque

0,5 m (1,64 ft.)Pos : 33 /TD/Leistungs bes chr eibung/T ec hnische D aten/WBKs/tes to 885, 890/885, 890 Bilddars tell ung @ 9\mod_1304511669852_206.docx @ 79738 @ 5 @ 1

93 Especificaciones
Representación de imágenes
Características

Valores

Visualización deimagenPantalla táctil LCD, tamaño (diagonal)
10,9 cm (4,3"), 480 x 272 píxels

Zoom digitalde uno a tres aumentos

Posibilidades devisualización

Imagen IR / imagen real

Salida de vídeo

USB 2.0

Vídeo

máx. 25Hz en la UE, máx. 9Hz fuera de laUE

Paletas de color

10

ssung @ 10\mod_1318510592552_206.docx @ 96114 @ 5 @ 1

Medición

10

Características

ValoresIntervalos detemperaturas (aescoger)

Rango de medición 1, instrumentos hasta elnúmero de serie 2862504 (véase placa decaracterísticas):-20…100 °C (-4…212 °F)
Rango de medición 1, instrumentos desdeel número de serie 2862505 (véase placa
de características):-30…100 °C (-22…212 °F)
Rango de medición 2:
0…350 °C (32…662 °F)• Sin rango de medición de altas
temperaturas hasta 1200 °C (2192 °F)
Rango de medición 3:
0…650 °C (32…1202 °F)• Con rango de medición de altas
temperaturas desde 350...1200 °C(662…2192 °F)
Rango de medición 3:
350…1200 °C (662…2192 °F)
Rango de medición 4:
0…650 °C (32…1202 °F)

3 Especificaciones

FeverDetection (X7) Rango de
medición
Rango de medición 1:-30...100°C (-22…212°F)
Rango de medición h 2:
0...350°C (32…662°F)
Precisión

Rango de medición 1 @ -20…100 °C(-4…212 °F): ±2 °C (±3,6 °F)
Rango de medición 1 @ -30…-21 °C(-22…-5 °F), instrumentos desde el número
de serie 2862505 (véase placa decaracterísticas): ±3 °C (±5,4 °F)
Rango de medición 2:±2 °C (±3.6 °F) o ±2 % del v.m. (elmayor valor es el válido)• Sin rango de medición de altas
temperaturas hasta 1200 °C (2192 °F)
Rango de medición 3:±2 °C (±3,6 °F) normalmente 0 hasta
100 °C (32…212 °F) o +/-2% del v.m.
• Con rango de medición de altas
temperaturas desde 350...1200 °C(662…2192 °F)
Rango de medición 3:± 3 % del v.m.
Rango de medición 4±2 °C (±3,6 °F) normalmente 0 hasta
100 °C (32…212 °F) o +/-2% del v.m.
Datos aplicables a valores en el rango de
medición indicado + tolerancia

Zona devisualización
ampliada

Valores sin garantía de exactitud, aparecen
precedidos por un guión ondulado (~) en lapantalla. Solo instrumentos desde elnúmero de serie 2862505 (véase placa decaracterísticas):
Rango de medición 1:-50…-33 °C (-58…-27,4 °F)
Rango de medición 2:-10…-2 °C (14…28,4 °F)• Sin rango de medición de altas
temperaturas hasta 1200 °C (2192 °F)
Rango de medición 3:-10…-2 °C (14…28,4 °F)
113 Especificaciones•

Reproducibilidad

Con rango de medición de altas
temperaturas desde 350...1200 °C(662…2192 °F)
Rango de medición 3:
0…343 °C (32…649,4 °F)
Rango de medición 4:-10…-2 °C (14…28,4 °F)±1 °C (±1,8 °F) o bien ±1 % (el mayor valor
es el válido)

Ajuste emisividad /0,01…1,00
temperatura reflejada
Ajuste temperatura
manualreflejada / correcciónde transmisión(atmósfera)
Diámetro mínimo
punto de medición

Objetivo estándar: 3,4 mm a 1 m (3,24 pies)
Distancia
Teleobjetivo: 1,3 mm a 1 m (3,24 pies)
Distancia
Súper teleobjetivo: 1,1 mm a 2 m (6,5 pies)
Distancia
Objetivo de 25°: 4,1 mm a 1 m (3,24 ft)
Distancia

Pos : 35 /TD/Leistungs bes chr eibung/T ec hnische D aten/WBKs/tes to 885, 890/885, 890 M ess ungfunkti onen @ 9\mod_1311931466014_206.docx @ 86845 @ 5 @ 1

Funciones de medición
Características

Valores

Visualización dedistribución dehumedad superficial

con introducción manual.

Medición deopcional:
humedad con sensor transmisión de valores de medición ende humedad por
tiempo real automática.
radio (no está
disponible en todos
los países).

12

Modo Solarsí

Funciones deanálisis

Hasta 10 puntos de medición,
reconocimiento del punto frío/caliente,
medición por zona (valor mín./máx./media),
isoterma, valores de alarma, hasta 5
marcas de área

3 Especificaciones

Características

Valorestemperatura
ambiente
sensor interno-15 a +50 ° C

Pos : 36 /TD/Leistungs bes chr eibung/T ec hnische D aten/WBKs/tes to 885, 890/890 Kamer aauss tattung @ 10\mod_1318510924659_206.docx @ 96147 @ 5 @ 1

Equipamiento de la cámara
Características

ValoresCámara digitalsí

Objetivo estándar

42° x 32°

Teleobjetivo

Opcional: 15° x 11°

Súper teleobjetivo

Opcional: 6,6° x 5°

Objetivo de 25°

Opcional: 25° x 19°

Asistente para
imagen panorámica

sí

Láser (no disponible
en Japón)

635nm, clase 2

Grabación de voz

mediante Bluetooth (no disponible en todos
los países) / mediante auriculares con
micrófono conectados por cable

Medición por vídeo(mediante USB)

hasta 3 puntos de medición

Medición de vídeo
totalmente
radiométrica(mediante USB)

(opcional)

Alarma acústicasí13

3 Especificaciones

Pos : 37 /TD/Leistungs bes chr eibung/T ec hnische D aten/WBKs/tes to 885, 890/885/890 Bil ds peic herung @ 10\mod_1318511087158_206.docx @ 96180 @ 5 @ 1

Memorización de imágenes
Características

Valores

Formato de archivo.bmt, exportación en formato .bmp, .jpg,.png, .csv, .xls

Formato de archivo .wmv, .mpeg-1, vmt (vídeo totalmentede vídeo (a través de radiométrico, formato Testo)
USB)
Memoria extraíble

Tarjeta SD 2 GB (800 a 1000 imágenes)

Pos : 38 /TD/Leistungs bes chr eibung/T ec hnische D aten/WBKs/tes to 885, 890/885, 890 Strom vers orgung @ 9\m od_1311933267368_206.docx @ 86878 @ 5 @ 1

Alimentación de corriente
Características

Valores

Tipo de batería

Batería de ion de litio de recarga rápida
recambiable

Tiempo defuncionamiento

aprox. 4,5h a 20…30 °C (68…86 °F)

Opciones de recarga en el aparato/en la estación (opcional)
Funcionamiento con
alimentación de redsí, con fuente 0554 8808

Tensión de salida de 5 V/4 A
la fuente
Pos : 39 /TD/Leistungs bes chr eibung/T ec hnische D aten/WBKs/tes to 885, 890/885, 890 Umgebungs bedi ngung en @ 9\m od_1311933455412_206.docx @ 86911 @ 5 @ 1

Condiciones del entorno

14

Características

Valores

Rango detemperaturas deservicio-15…50 °C (5…122 °F)

Rango detemperaturas dealmacenamiento-30…60 °C (-22…140 °F)

Humedad del aire

20…80 %, sin condensación.

3 Especificaciones
Pos : 40 /TD/Leistungs bes chr eibung/T ec hnische D aten/WBKs/tes to 885, 890/890 Physik alisc he Kenndaten @ 10\m od_1318511291766_206.docx @ 96213 @ 5 @ 1

Datos característicos físicos
Características

ValoresPeso

1630 g (incl. batería)

Dimensiones (largo x 253 x 132 x 111 mm (0,83 x 0,44 x 0,37")
ancho x altura):Montaje del trípode

1/4" - 20UNC

Tipo de protecciónde la carcasa(IEC 60529)

IP54

Vibración(IEC 60068-2-6)

2G

Pos : 41 /TD/Leistungs bes chr eibung/T ec hnische D aten/WBKs/tes to 885, 890/885, 890 Bluetooth @ 9\m od_1313750881112_206.docx @ 92637 @ 5 @ 1

Bluetooth (no está disponible en todos los países).
Declaración de conformidad CE
Por medio de la presente, Testo SE & Co. KGaA declara que testo
890 (0560 0890) cumplen con la directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración de conformidad UE seencuentra en la siguiente dirección de Internet:
https://www.testo.com/eu-conformity.
Pos:@
1 42 /TD/--- Seitenwechsel --- @ 0\mod_1173774430601_0.docx @ 285 @15

4 Descripción del producto
Pos : 43 /TD/Ü berschriften/4. Produktbeschr eibung @ 0\m od_1173774846679_206.docx @ 312 @ 1 @ 1

4

Pos : 44 /TD/Ü berschriften/4.1 Ü bersic ht @ 0\m od_1176379946003_206.docx @ 735 @ 2 @ 1

Descripción del producto

4.1.

Visión global

4.1.1.

Componentes del producto

Pos : 45 /TD/Produktbes chr eibung/Ü bersicht/testo 8xx /testo 885, 890 @ 9\m od_1304515275913_206.docx @ 79936 @ 33 @ 1

1
2
3
4
5

Objetivo de cámara digital para imágenes visuales y
dos power-LEDs para iluminar la imagen.
Objetivo de cámara de infrarrojos para imágenes termográficas.
[Desbloqueo del objetivo] para liberar el objetivo.
Rosca (1/4" - 20UNC) para sujetar un trípode (parte inferior dela cámara). No utilizar trípodes de mesa: ¡peligro de vuelco!
Láser (no disponible en todos los países) para marcar el objeto
a medir.
Cuando se usa la lente súper telefoto el láser para marcar
el objeto de tipo indicador no está disponible.
PRECAUCIÓN
¡Radiación láser! Láser clase 2> No mirar directamente al rayo.

16

4 Descripción del producto
6

Anillo de enfoque para enfocar manualmente.

ATENCIÓN
¡Se puede dañar la mecánica del motor!
> Nunca gire el anillo de enfoque sin desactivar antes el
enfoque automático (
).
7
8
9

Mango giratorio con asidero de lazo ajustable y correa desujeción para la tapa del objetivo.
Compartimento de la batería (parte inferior de la cámara).
Teclas de manejo (parte trasera y superior de la cámara):

Tecla

Funciones[

Encender/apagar la cámara.

][●] (Joystickde 5
posiciones)

Presionar [●]: Abrir menú, activar opción
seleccionada/ajuste.
Mover [●] hacia arriba / abajo / hacia la derecha /la izquierda: Seleccionar funciones, navegar[Esc]

Cancelar la acción.

[A], [B]Teclas acceso rápido para activar diferentes
funciones. Puede ver en la pantalla qué funciones
están asociadas a qué teclas actualmente.
Funciones que se pueden ajustar, véase Configurar
tecla, página 67.

[Disparador] Pulsar la tecla (siempre con el enfoque automático
(teclaactivado): enfocar automáticamente la imagen.
redonda sin Presionar la tecla: tomar una imagennada(retener/guardar)
impreso)
10 Dos Ojales de sujeción para la correa -de transporte / correa
para llevar al hombro.
11 Terminales-interfaces:17

4 Descripción del producto

Terminal

Asignación

arribaEnchufe para el cable de alimentación, enchufepara los auriculares con micrófono, LED de estado
de la batería.
Estados del LED de estado de la batería (cámara
encendida):• OFF (no hay contacto con batería).
• parpadeando (fuente conectada y batería
cargando).
• encendido (fuente conectada y proceso decarga concluido).

abajo

Puerto USB, ranura para tarjetas de memoria,
puerto HDMI tipo D

12 Pantalla, abatible 90° y se puede girar 270°.
Si la cámara está encendida la pantalla permanecerá
activada aunque esté plegada. Para prolongar la duraciónde la batería se recomienda utilizar las opciones de ahorrode energía. véase Opciones de ahorro de energía, página
68.

4.1.2.

Superficie de la pantalla

12Visualización de imagen: muestra imágenes reales y deinfrarrojo.
Indicación de escala:Indicación Descripción
Función Filtro protector activada. Si la función
está desactivada no aparece ningún símbolo.

18

4 Descripción del producto

Indicación Descripción
,

o

bien

Unidad seleccionada para valor de medición eindicación de escala.
Izquierda: intervalo de temperatura de la imagen
mostrada con indicación del valor de medición
mínimo/máximo (con ajuste de escalaautomático) o bien del valor mínimo/máximo
indicado ajustado (con ajuste de escala manual).
Derecha: intervalo de temperatura de la imagen
mostrada respecto al rango de medición ajustado,
con indicación de los límites del intervalo demedición.

o bienAjuste de escala automático o manual activado,
respectivamente.
Compensación del histograma activada.
Emisividad ajustada.

3

Zona de selección modo de cámara:

4

Botón modo grabación,
botón modo galería deimágenes.
Zona de menú: La zona de menú está compuesta por 3
pestañas verticales que contienen botones para seleccionar las
distintas funciones:

Encontrará información más detallada en Zona de menú /pestañas, página 34.

19

4 Descripción del producto
5

Indicadores de estado:
Indicación Descripción,

Posibles funciones de las teclas de acceso rápido
(para modificar las funciones asociadas , véase
Configurar tecla, página 67):
: tipo de imagen.
: emisividad.
: Paleta.
: Escala.
: power -LEDs.
: láser.
PRECAUCIÓN
¡Radiación láser! Láser clase 2> No mirar directamente al rayo.
: ajuste.
: acercar zoom.
: alejar zoom.
: humedad.
: solar.
: imagen panorámica.
: reconocimiento de situación de medición.
Durante la visualización de una imagen
memorizada en la galería de imágenes en modode visualización individual, las teclas de función
tienen las siguientes funciones:: ver imagen anterior.
: ver imagen siguiente.

20

4 Descripción del producto

Indicación Descripción,

Alimentación de corriente / capacidad de labatería:: funcionamiento de red, batería al máximo.
: funcionamiento de red, no hay batería
colocada.
: funcionamiento de red, capacidad 75-100 %: funcionamiento de red, capacidad 50-75 %: funcionamiento de red, capacidad 25-50 %: funcionamiento de red, capacidad 10-25 %: funcionamiento de red, capacidad 0-10 %proceso de carga.

o bien-(animado): batería en

Enfoque automático activado y desactivado
respectivamente.
establecida conexión por radio al sensor de radio.
interfaz Bluetooth activada.
auriculares con micrófono conectados.
Establecida conexión USB.

Pos : 46 /TD/Produktbes chr eibung/Grundlegende Eigensc haften/WBKs/tes to 885/Bedienkonz ept T ouch/Joystick @ 9\m od_1305272341960_206.docx @ 80236 @ 3555 @ 1

4.1.3.

Concepto de manejo

La cámara se puede utilizar de dos formas diferentes.
El manejo mediante pantalla táctil ofrece un rápido acceso a lasdistintas funciones. El manejo mediante joystick requiere máspasos pero permite el manejo de la cámara con una sola mano.
Manejo mediante el joystick
Para seleccionar y activar son necesarios dos pasos. Moviendo el
joystick ( [●] ) hacia arriba / abajo / a la derecha / la izquierda se
desplaza por la pantalla el marco de selección de color naranja. La
función o el botón seleccionado se activa oprimiendo el joystick.
Manejo mediante pantalla táctil
Para seleccionar y activar sólo es necesario un pasos. La función oel botón deseado se selecciona y activa al mismo tiempo cuando
se pulsa con la yema del dedo.
21

4 Descripción del producto

Pantalla táctil capacitiva. Solo se puede manejar mediante
la yema de los dedos (sin guantes) o mediante un puntero
conductor.
Explicaciones en este documento
La realización de los ajustes básicos está descrita tanto para el
manejo mediante pantalla táctil como para el manejo mediante
joystick con todos los pasos, véase Ajustes básicos, página 24.
En los capítulos siguientes sólo se indican las funciones/botones aactivar:• Manejo mediante pantalla táctil: pulsar con la yema del dedo.
• Manejo mediante joystick: primero seleccionar (mover eljoystick hacia arriba / abajo / derecha / izquierda) y después
activar (presionar joystick).
Pos : 47 /TD/Ü berschriften/4.2 Grundl egende Eigensc haften @ 0\m od_1176380399692_206.doc x @ 744 @ 2 @ 1

4.2.

Características básicas

4.2.1.

Alimentación de corriente

Pos : 48 /TD/Produktbes chr eibung/Grundlegende Eigensc haften/WBKs/tes to 885/885, 890: Stromv ersor ung @ 9\m od_1311257940269_206.docx @ 85664 @ 3 @ 1

La alimentación de corriente del aparato tiene lugar mediante labatería recambiable o la fuente proporcionada.
Si la fuente está conectada, la alimentación de corriente tiene lugar
automáticamente a través de la fuente y la batería del aparato serecarga (sólo a temperaturas ambiente de entre 0 y 40 °C).
En caso de temperaturas ambiente elevadas, la duraciónde carga puede prolongarse.
Las baterías también se pueden recargar mediante el cargador
externo (accesorio: 0554 8851).
El aparato dispone de una batería de reserva para no perder losdatos del sistema en caso de una interrupción del suministro decorriente (por ejemplo durante el cambio de baterías).

Pos : 49 /TD/Produktbes chr eibung/Grundlegende Eigensc haften/WBKs/tes to 885/885, 890: Datei form ate und D ateinamen @ 9\m od_1311258646347_206.doc x @ 85697 @ 3 @ 1

4.2.2.

22

Formatos y nombres de archivo

Todas las imágenes individuales guardadas están compuestas por
una imagen IR y una imagen real adjunta.
Las imágenes y los vídeos se guardan según el siguienteesquema: XXyyyyyy.zzz
XX:• IR para todas las imágenes individuales (estándar)• ST para paquetes compuestos de varias imágenes individuales(tomas con el asistente de imagen panorámica)

4 Descripción del producto
SQ Secuencia en formato VMT (tomas con el asistente desecuencia)• AA, AB, …, AZ, BA, BB, …: imagen individual de una
secuencia en formato VMT (grabaciones con asistente decaptura secuencial)
yyyyyy:• número correlativo de 6 dígitos.
zzz:• bmt para todas las imágenes (terminación de archivo
específica de Testo)• vmt para todos los vídeos (terminación de archivo específica
de Testo)•Pos : 50 /TD/--- Seitenwec hs el --- @ 0\m od_1173774430601_0.docx @ 285 @ @ 1

23

5 Primeros pasos
Pos : 51 /TD/Ü berschriften/5. Erste Sc hritte @ 0\mod_1173774895039_206.docx @ 321 @ 1 @ 1

5

Pos : 52 /TD/Ü berschriften/5.1 Inbetriebnahm e @ 0\m od_1185342823812_206.doc x @ 1887 @ 2 @ 1

Primeros pasos

5.1.

Operaciones previas al uso

5.1.1.

Conectar la batería

Pos : 53 /TD/Erste Schritte/WBKs/tes to 885/Inbetri ebnahm e/885, 890: Akk u k ontak tier en @ 9\m od_1304519890176_206.docx @ 79972 @ 3 @ 1

1. Abrir la tapa del compartimento de la batería (1).
2. Introducir la batería (2) por completo en el compartimento hasta
que encaje.

- La cámara se- La cámara se conecta automáticamente.
3. Cerrar la tapa del compartimento de la batería.
Pos : 54 /TD/Erste Schritte/WBKs/Inbetriebnahm e/885, 890: Grundei nstellungen v ornehm en @ 9\mod_1304597698030_206.docx @ 80005 @ 355 @ 1

5.1.2.

Ajustes básicos> Desplegar la pantalla y retirar la película protectora.
- Aparecerá la pantalla de bienvenida.
- Al encender la cámara por primera vez: Se abriránsucesivamente los diálogos Ajustes regionales (Country
settings) y Ajustar fecha/hora para la selección del idioma, launidad de temperatura (°C/°F) y el ajuste de la fecha y la hora.

Manejo mediante la pantalla táctil✓ El diálogo Ajustes regionales (Country settings) está abierto.
1. Pulse el idioma deseado. Si lo necesita puede desplazarse por-la lista mediante/para ver más idiomas.
Junto al idioma seleccionado aparece una marca deverificación.

2. Pulsar
24para cambiar de unidad.

5 Primeros pasos-

La unidad seleccionada aparece en la pantalla arriba a laderecha.

3. Pulsepara confirmar.
- Se abrirá el diálogo Ajustar fecha/hora.
4. Pulse el botón superiorHora.

para abrir la ventana de entrada

5. Ajustar Hora y Minuto mediante
6. Pulse/.

para confirmar.

7. Pulse el botón inferior
Fecha.

para abrir la ventana de entrada

8. Ajustar Día, Mes y Año mediante/.

9. Pulsepara confirmar.

10. Pulse

para cerrar la ventana de entrada.

> Mantenga [] pulsado para apagar la cámara.

Manejo mediante joystick✓ El diálogo Ajustes regionales (Country settings) está abierto.
1. Mover [●] hacia arriba/abajo para seleccionar el idioma
deseado.
- El idioma seleccionado se rodea en naranja.
2. Presione [●] para confirmar.
- Junto al idioma seleccionado aparece una marca deverificación.
3. Mover [●] hacia la izquierda/hacia arriba para seleccionar
4. Presione [●] para modificar la unidad.
- La unidad seleccionada aparece en la pantalla arriba a laderecha.
5. Mover [●] hacia abajo para seleccionar
6. Presione [●] para confirmar.
- Se abrirá el diálogo Ajustar fecha/hora.

.

.

- El botón superior
está seleccionado.
7. Presione [●] para abrir la ventana de entrada Hora.
25

5 Primeros pasos
8. Mover [●] hacia arriba/abajo para ajustar los valores Hora y
Minuto. Para cambiar de un parámetro a otro mueva [●] hacia
la izquierda/la derecha .
9. Mover [●] hacia la izquierda para seleccionar.
10. Presione [●] para confirmar y cerrar la ventana de entrada.
11. Mover [●] hacia abajo para seleccionar el botón inferior.
12. Presione [●] para abrir la ventana de entrada Fecha.
13. Mover [●] hacia arriba/abajo para ajustar los valores de Día ,Mes y Año. Para cambiar de un parámetro a otro mueva [●]hacia la izquierda/la derecha.
14. Mover [●] hacia la izquierda para seleccionar.
15. Presione [●] para confirmar y cerrar la ventana de entrada.
16. Mover [●] hacia la izquierda para seleccionar.
17. Presione [●] para confirmar y cerrar la ventana de entrada.
> Mantenga [] pulsado para apagar la cámara.

Pos : 55 /TD/Erste Schritte/WBKs/tes to 885/Inbetri ebnahm e/885, 890: Akk u-Erstaufladung @ 9\mod_1304672991362_206.docx @ 80045 @ 3 @ 1

5.1.3.

Primera carga de la batería

La cámara se entrega con una batería parcialmente cargada.
Antes de usar la cámara por primera vez se debe cargar la batería
por completo.
> Acoplar el adaptador del alimentador necesario para la redeléctrica del país en cuestión.

1. Abrir la tapa del terminal interfaz (1) superior.
2. Conectar la fuente al correspondiente conector (2).
3. Conectar el enchufe a la red eléctrica.
26

5 Primeros pasos-

La cámara se conecta automáticamente.
Al cargar la batería, la cámara se puede dejar encendida oapagada. Esto no influye en la duración del proceso decarga.

-

Comienza el proceso de carga de la batería.
El LED de estado (3) indica el progreso de la carga:• LED parpadea: proceso de carga en marcha.
• LED iluminado: batería cargada, proceso de carga
finalizado.
4. Cargar la batería por completo; después desenchufar elaparato del alimentador.
- Tras la primera carga de la batería, la cámara está lista parausar.
Las baterías también se pueden recargar en el cargador externo(accesorio: 0554 8851).
Pos : 56 /TD/Ü berschriften/5.3 Produk t k ennenl ernen @ 0\mod_1185342901015_206.docx @ 1896 @ 2 @ 1

5.2.

Operaciones básicas

5.2.1.

Ajustar el asidero de lazo

Pos : 57 /TD/Erste Schritte/WBKs/tes to 885/Pr odukt k ennen l ernen/885, 890: Drehbar er Handgriff/H andsc hlaufe @ 9\m od_1309334087308_206.doc x @ 81115 @ 333 @ 1> Apoyar la cámara sobre su lado izquierdo.
1. Desplegar el lado superior del acolchado del asidero de lazo
hacia arriba (1).
2. Desplegar hacia arriba la correa del asidero de lazo (2).
3. Introducir la mano derecha en el asidero de lazo por el lado
derecho.
27

5 Primeros pasos
4. Aflojar o apretar para ajustar el asidero al tamaño de la mano ycerrar de nuevo la correa del asidero.
5. Plegar el lado superior del acolchado del asidero de lazo.

5.2.2.

Fijar la tapa del objetivo al asidero de lazo

> Pasar el clip de la tapa del objetivo (1) a través del lazo delmango (2).

5.2.3.

28

Girar el mango

El mango se puede girar en 10 posiciones hasta 180°.

5 Primeros pasos
1. Introducir la mano derecha en el asidero de lazo.
2. Sujetar la cámara con la mano izquierda. Para ello sujetar lacámara por el lado delantero de la carcasa (1).
ATENCIÓN
Daños al detector> No sujetar la cámara por la pantalla desplegable.
3. Colocar el mango en la posición deseada girándolo con la
mano derecha (2). Para ello empujar hacia abajo con el dedocorazón y anular. Para girar en dirección contraria empujar
hacia arriba con la palma de la mano.
Pos : 58 /TD/Erste Schritte/WBKs/tes to 885/Pr odukt k ennen l ernen/885, 890: Schultergurt / Objektivk öc her @ 9\m od_1312361883710_206.doc x @ 89761 @ 33 @ 1

5.2.4.

Sujeción de la correa para llevar al hombro> Conectar los cierres de clip de la correa para el hombro con lacorrea de transporte de la cámara.

5.2.5.

Utilización de la caja para objetivos

La caja para objetivos (incluida junto al objetivo de recambio) sirvepara proteger y transportar el objetivo de recambio. Se puedesujetar mediante mosquetones por ejemplo a una hebilla delpantalón.
Para evitar daños en el objetivo que no se está utilizando tiene que
colocarse siempre la tapa de plástico transparente en la parteposterior del objetivo. Compruebe que la cremallera de la caja para
objetivos esté bien cerrada.

29

5 Primeros pasos
Pos : 59 /TD/Erste Schritte/WBKs/tes to 885/Pr odukt k ennen l ernen/885, 890: Speicherk arte ei nleg en @ 9\m od_1304686406928_206.docx @ 80078 @ 3 @ 1

5.2.6.

Introducir la tarjeta de memoria

1. Abrir la tapa del terminal interfaz inferior (1).
2. Introducir la tarjeta de memoria (tarjeta SD o SDHC) en laranura para tarjetas (2).

> Para extraer la tarjeta de memoria: Empujar la tarjeta dememoria para soltar el enclavamiento.
Pos : 60 /TD/Erste Schritte/WBKs/tes to 885/Pr odukt k ennen l ernen/885, 890: IR- Schutzglas m ontier en / dem ontier en @ 9\mod_1313574818687_206.docx @ 91445 @ 355 @ 1

5.2.7.

Montaje / desmontaje del filtro protector IR
No es posible la utilización de un cristal de protección IR en
combinación con un súper teleobjetivo.
El anillo de enfoque del objetivo tiene una rosca interior para elmontaje del filtro protector.
Montaje> Colocar el filtro protector en el anillo de enfoque del objetivo ygirar en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope.
Desmontaje> Girar el filtro protector en sentido contrario a las agujas del reloj
y retirar.
Después del montaje/desmontaje active/desactive la opción Filtro
protector, véase Óptica, página 68. Una configuración incorrecta
de esta opción sucederá ninguna compensación de estas
desviaciones, que son causadas por la se crea el montaje odesmontaje del cristal protector de la lente. La precisión demedición específica ya no es segura garantizada.

mod_1305287074989_206.doc x @ 80301 @ 355 @ 1

30

5 Primeros pasos

5.2.8.

Cambio de objetivoÚnicamente se pueden utilizar objetivos que hayan sido ajustado ala correspondiente cámara. El número de serie impreso en el
objetivo tiene que coincidir con el número de serie de la cámara,véase Óptica, página 68.
> Colocar la cámara sobre una superficie de trabajo estable.
Retirar el objetivo

1. Sujetar el objetivo con la mano izquierda (1), sujetar la cámara
con la mano derecha (2) y presionar el [desbloqueo deobjetivo] (3).
2. Girar el objetivo en dirección contraria a las agujas del reloj yretirar.
Guarde los objetivos que no esté usando siempre en la caja para
objetivos (incluida junto al objetivo de recambio).
Sujeción del nuevo objetivo
1. Sujetar el objetivo con la mano izquierda (1), sujetar la cámara
con la mano derecha (2).
2. Hacer coincidir las marcas del objetivo y la cámara (4) eintroducir el objetivo en el hueco del objetivo.
3. Introducir el objetivo en el hueco hasta el fondo y girar en elsentido de las agujas del reloj hasta que encaje.
Pos : 62 /TD/Erste Schritte/WBKs/tes to 885/Pr odukt k ennen l ernen/885, 890: Kam era ei n-/aussc halten @ 9\m od_1305287423369_206.docx @ 80334 @ 3 @ 1

31

5 Primeros pasos

5.2.9.

Encender/apagar la cámara
1. Retirar la tapa protectora del objetivo.

2. Presionar [ ].
- Aparecerá la pantalla de bienvenida. Se mostrará lainformación del aparato (p.ej. número de serie, denominaciónde tipo, versión de firmware).
- Se abre la vista de medición. Los valores de medición en elcursor y la escala aparecerán una vez concluida la fase deestabilización. Durante la fase de estabilización aparece unsímbolo girando en la pantalla arriba a la derecha.
- La cámara realiza cada 60 s aprox. un ajuste automático. Oirá
un sonido como un "clac". La imagen queda congelada durante
un momento.
> Para apagar: Mantener [ ] apretado hasta que desaparezcala pregunta de seguridad de la pantalla.
- La cámara se apaga.
Pos : 63 /TD/Erste Schritte/WBKs/tes to 885/Pr odukt k ennen l ernen/885, 890: Bild m anuell sc harf stellen @ 9\mod_1305290594649_206.docx @ 80367 @ 3 @ 1

5.2.10. Enfocar imagen manualmente
ATENCIÓN
¡Se puede dañar la mecánica del motor!
> Nunca gire el anillo de enfoque sin desactivar antes el
enfoque automático ().

> Desactivar el enfoque automático:|.

- Aparecerá.
> Girar el anillo de enfoque del objetivo hasta enfocar bien la
imagen.

Para enfocar, tener en cuenta la correspondiente
distancia media, según la lente empleada:- Teleobjetivo 0,5 m (1,64 ft)- Súper teleobjetivo 2 m (6,5 ft)- Objetivo estándar 0,1 m (0,33 ft)- Objetivo de 25° 0,2 m (0,66 ft)
Pos : 64 /TD/Erste Schritte/WBKs/tes to 885/Pr odukt k ennen l ernen/885, 890: Bild mit Autofok us sc harf stellen @ 9\m od_1305528366247_206.docx @ 80405 @ 3 @ 1

32

5 Primeros pasos

5.2.11. Enfocar imagen automáticamente> Activar el enfoque automático:|.

- Apareceyse marcha en naranja.
> Pulsar [disparador].
- La imagen se enfoca automáticamente. La zona a enfocar tieneque estar dentro del marco naranja que aparece al pulsar eldisparador.
Pos : 65 /TD/Erste Schritte/WBKs/tes to 885/Pr odukt k ennen l ernen/885, 890: Bild aufnehmen @ 9\m od_1305529978365_206.docx @ 80438 @ 3 @ 1

5.2.12. Registrar (retener/guardar) la imagen
1. Pulsar el [disparador].
- La imagen se congela (imagen fija).

Si se desea guardar la imagen, seleccione medianteeldirectorio de destino deseado, véase Galería de imágenes, página
49.
2. Guardar la imagen: Volver a oprimir el [disparador] o pulsar.
La imagen IR-Bild se guarda y la imagen real se adjunta
automáticamente a la imagen IR.
> No guardar imagen: Pulsar [Esc].
-

Pos : 66 /TD/--- Seitenwec hs el --- @ 0\m od_1173774430601_0.docx @ 285 @ @ 1

33

6 Utilización del producto
Pos : 67 /TD/Ü berschriften/6. Produkt verw enden @ 0\m od_1173774928554_206.docx @ 330 @ 1 @ 1

6

Pos : 68 /TD/Ü berschriften/6.1 M enüband / R egisterkarten @ 9\mod_1311339976202_206.docx @ 85935 @ 2 @ 1

Utilización del producto

6.1.

Zona de menú / pestañas

Pos : 69 /TD/Produkt verw enden/885, 890: Menüband / Registerk arten @ 9\m od_1311340688852_206.doc x @ 85967 @ 33355 @ 1

El acceso a las distintas funciones tiene lugar a través de la zonade menú. La zona de menú consta de 3 pestañas. Según lo que seseleccione en la pestaña se puede escoger entre diferentes
funciones.
A continuación se describen las distintas pestañas y funciones.
Encontrará información más detallada sobre las diferentes
funciones en los siguientes capítulos.

6.1.1.

Pestaña Funciones de análisis
Botón

34

Función

Descripción

Nueva marca

Introducir nueva marca de punto de
medición. Véase también Marcadode píxel | Nueva marca, página 39.

Mín/máx en área

Mostrar marca de área. Véase
también Mín/Máx/Media en área,página 40.

Punto caliente

Mostrar el máximo valor medido. Si
la función está activada, el botón
aparece en naranja. Véase también
Marcado de píxel | Punto caliente,página 38.

Punto frio

Mostrar el mínimo valor medido. Si
la función está activada, el botón
aparece en naranja. Véase también
Marcado de píxel | Punto frío,
página 39.

Tipo de imagen

Cambiar tipo de imagen en pantalla:cambiar entre imagen IR e imagen
real.

6 Utilización del producto

6.1.2.

Pestaña Escala y funciones decorrección
Botón

6.1.3.

Función

Descripción

EscalaAbrir ventana de entrada Escalamanual. Para ajustar la escala demedición. Véase también Escalamanual, página 47.

AlarmaAbrir ventana de entrada Alarma.
Para ajustar los valores límite ydesactivar/activar la función. Véase
también Alarma, página 41.

Isoterma

Abrir ventana de entrada Isoterma.
Para ajustar los valores límite ydesactivar/activar la función. Véase
también Isoterma, página 41.

HumedadAbrir ventana de entrada Humedad.
Para ajustar los parámetros y
desactivar/activar la función. Véase
también Humedad, página 42.

Emisividad

Abrir ventana de entrada
Emisividad. Para ajustar losparámetros. Véase también
Emisividad, página 45.

Pestaña Menú principal

Las funciones mostradas en la pestaña difieren en función de lavista seleccionada en el momento.
Vista imagen actual
Botón

Función

Descripción

Menú

Abrir menú. A través del menú sepuede acceder a la mayoría de las
funciones de las 3 pestañas y amuchas otras funciones. Véase
Funciones de medición, página 37.

Enfoque
automáticoDesactivar / activar enfoqueautomático.

35

6 Utilización del producto

Botón

Función

Descripción

Acercar zoom

Para acercar el zoom (zoom digital,
5 niveles).

Alejar zoom

Para alejar el zoom y ver la imagen
completa.

SiteRecognition

Para registrar marcadores delugares de medición.
El botón está oculto de manera
estándar. Es necesario activarlocada vez que se encienda lacámara. Para ello acceder a la
función SiteRecognition a travésdel menú y colocar un marcador.

Vista imagen congelada o guardada
Botón

36

Función

Descripción

Menú

Véase arriba

Guardar

Guardar imagen. Función solo
disponible con la imagen congelada.

Carpeta

Abrir ventana de entrada Carpeta.
Para seleccionar el directorio dedestino. Función solo disponible conla imagen congelada.

Audio

con conexión con un micrófono con
auriculares establecida. Abrir laventana de entrada Audio, véase
véase Audio, página 71.

6 Utilización del producto

Botón

Función

Descripción

Nivel inferior zoom Se muestra el nivel inferior zoom
con funciones adicionales.
: Menú, véase arriba.
: Acercar zoom, véase arriba.
: Alejar zoom, véase arriba.
: Mostrar botones para arrastrar
la imagen ampliada. Para arrastrar
hacer clic sobre los botones que
aparecen sobre la imagen.
: Cerrar nivel inferior zoom.
Borrar imagen

Función solo disponible con si laimagen está guardada.

Pos : 70 /TD/Ü berschriften/6.2 M enü-Funk tionen @ 0\m od_1186390880578_206.doc x @ 2127 @ 2 @ 1

6.2.

Funciones del menú

6.2.1.

Funciones de medición

Pos : 71 /TD/Produkt verw enden/W BKs/testo 885/885, 890: Mess funk tionen @ 9\m od_1305534550459_206.doc x @ 80538 @ 35555555555555 @ 1

Rango de medición
Para una mejor adaptación al correspondiente ámbito de aplicación
es posible ajustar el rango de medición. Si se selecciona el rango
de medición 3 (rango de medición de alta temperatura) la aberturade diafragma disminuye automáticamente para evitar daños en el
detector.
Si se emplea un súper teleobjetivo, no es posible elegir elrango de medición de hasta 1200 °C (2192 °F).

37

6 Utilización del producto

ATENCIÓN
¡Daños al detector!
> En el ajuste de rango de medición 1 y 2: No apuntar con lacámara a objetos a más de 550 °C (1022 °F).
> En el ajuste de rango de medición de hasta 650 °C (1202 °F):
No apuntar con la cámara a objetos a más de 650 °C(1202 °F).
> En el ajuste de rango de medición de hasta 1200 °C (2192 °F):
No apuntar con la cámara a objetos a más de 1400 °C(2552 °F).
Tarea

Acciones / descripción

Ajustar rango de
medición.

>|| Funciones demedición | Rango de medición |o bienoo.

Activar/desactivar>
Advertencia por encima delmensaje que se emite
rango de medición/por debajo delcomo advertencia alrango de medición.
guardar las imágenes con>
Para desactivar hacer clic otra vez
valores de medición fuera
de rango.
Marcado de píxel | Punto caliente
Se puede activar la marca de punto caliente (retículo con
indicación del máximo valor medido).
Tarea

Acciones / descripción

Mostrar / ocultar marca de>punto caliente.
o
>

38

|

.

|
| Funciones demedición | Marcado de píxel |Punto caliente.

6 Utilización del producto
Marcado de píxel | Punto frío
Se puede activar la marca de punto frío (retículo con indicación delmínimo valor medido).
Tarea

Acciones / descripción

Mostrar / ocultar marca de>punto frío.
o
>

|

.

|
| Funciones demedición | Marcado de píxel |Punto frío.

Marcado de píxel | Nueva marca
Se pueden mostrar y posicionar libremente hasta 10 marcas delpunto de medición (retículo con indicación de valor de medición).
Tarea
Introducir nueva marca.

Acciones / descripción
>
o
>

|

.

|
| Funciones demedición | Marcado de píxel |Nueva marca.

Desplazar retículo.

> Hacer clic sobre el retículo yarrastrar.
Con el joystick:
1. Seleccionar el retículo y activar
pulsando el joystick.
2. Desplazar el retículo moviendo el
joystick.
> Para terminar: Pulsar de nuevo eljoystick y activar Terminar moveren el menú.

Ocultar retículo.

> Hacer doble clic sobre el retículo yhacer clic en el menú en Ocultar.
Con el joystick:
1. Seleccionar retículo y hacer doble
clic con el joystick.
2. Activar Ocultar en el menú.

39

6 Utilización del producto

Mín/Máx/Media en áreaSe puede mostrar y posicionar libremente una marca de área. Es
posible mostrar hasta 5 marcas para valores de medición
mínimos(min), máximos(máx) y valores promedios (avg) en este
área.
Tarea
Mostrar marca de área.
Mostrar otras marcas deárea

Acciones / descripción
>

|

>
o

|

>

.

|
| Funciones demedición | Marcado de píxel |Nueva Min/Máx en el ÁreaDesplazar marca de área. > Hacer clic sobre la marca de área yarrastrar.
Con el joystick:
1. Seleccionar la marca de área yactivar pulsando el joystick.
2. Desplazar la marca de áreamoviendo el joystick.
> Para terminar: Pulsar de nuevo eljoystick y activar Terminar moveren el menú.
Dentro de la marca de área sedesplazan todas las marcas
mostradas.
Modificar tamaño de lamarca de área> Seleccionar la marca de área.
Aumentar la marca de área> pulsar.
Reducir la marca de área> volver a pulsar

Ocultar marca de área.

> pulsar40.

> Seleccionar la marca de área.
.

6 Utilización del producto

Tarea

Acciones / descripción

Visualización del puntocaliente en la marca deárea> Seleccionar la marca de área.

Visualización del punto
frío en la marca de área> Seleccionar la marca de área.

> pulsar.

> pulsar.

AlarmaLa función de alarma muestra todos los puntos cuyos valores
sobrepasen el máximo de alarma o queden por debajo del mínimo
en el mismo color (color de marca de alarma). Véase el ajuste delos colores de alarma en véase Selección de color, página 49.
Tarea
Abrir ventana de entrada
Alarma.

Acciones / descripción
>
o
>

|

.

|
| Funciones demedición | Alarma.

Desactivar / activar>
Activo.
alarma Alarma inferior y>Paradesactivar hacer clic otra vez.
Alarma superior.
Activar/desactivar la
alarma acústica
Ajustar valores de alarma.
Confirmar.

>
Activo.
> Para desactivar hacer clic otra vez.
>

,

>

.

.

Isoterma
La función de isoterma muestra todos los puntos cuyos valores
medidos se encuentren entre los límites ajustados en el mismo
color (color de isotermas). Para el ajuste del color de isotermas
véase Selección de color, página 49.

41

6 Utilización del producto

Tarea

Acciones / descripción

Abrir ventana de entrada
Isoterma.

>o>Desactivar / activar
indicación de isotermas.

||| Funciones demedición | Isoterma.

>
Activo.
> Para desactivar hacer clic otra vez.

Ajustar valor límite
superior e inferior de laisoterma.

>,

Enlazar ajuste para valorlímite superior / inferior.

>

.

>

.

Confirmar.

.

.

HumedadA partir del valor de temperatura y humedad ambiente introducido
manualmente o bien medido por el sensor de humedad de radio
opcional, se determina la humedad relativa superficial para cadapíxel. Los valores pueden aparecer representados gráficamente enla imagen de humedad. Mediante la paleta de colores es posible
determinar qué zonas presentan peligro de formación de moho:
Color

Humedad superficial

Valoración

verde

0…64% humedad
relativa

sin peligro

amarillonaranja

65…80% humedad
relativa

posible peligro

rojo>80% humedad relativa

peligro

Tarea
Abrir ventana de entrada
Humedad.

Acciones / descripción
>
o
>

42

|

.

|
| Funciones demedición | Humedad.

STYLEREF \n \l "Überschrift 1" 2 Seguridad y eliminación

Tarea

Acciones / descripción

Desactivar / activar
indicación de humedad.
Ajuste manual de latemperatura ambiente(Temperatura) y la
humedad ambiental(Humedad):
Establecer conexión con
sensor de humedad por
radio opcional.

Confirmar.

>
Activo.
> Para desactivar hacer clic otra vez.
>

,

.

>
.
Información más detallada seencuentra en el capítulo 6.2.5,
apartado Radio>.

Temperatura ambiental
La temperatura ambiental puede introducirse manualmente o se
activa el sensor interno que mide automáticamente la temperatura
ambiental. Este valor de temperatura también puede visualizarse
en la pantalla luego de activar Visualización de la temperatura
ambiental.

Una medición más precisa de la temperatura
ambiente es posible con la sonda de radio activada
Tarea

Acciones / descripción

Abrir la ventana deentrada Temperatura
ambiental.

>o>Ajustar manualmente elvalor de la temperatura
ambiental (Temperatura
ambiental):
43

>

|

.

|
Funciones de medición |Temperatura ambiental.
,.

6 Utilización del producto

Tarea
Activar / desactivar
Sensor interno.
Activar /desactivarVisualizaciónde la temperatura
ambiental (posibleúnicamente si el menú
Sensor interno está
activado)

Acciones / descripción>
Activo.
> Para desactivar hacer clic otra vez.
>
Activo.
> Para desactivar hacer clic otra vez.

Corrección atmosférica
Permite corregir pequeñas desviaciones en la medición originadas
por una elevada humedad ambiental o una gran distancia al objetode medición. Para ello es necesario introducir parámetros decorrección.
Si la cámara está conectada con un sensor opcional de humedad
por radio, se toman automáticamente sus valores de temperatura y
humedad ambiental. Para la conexión con un sensor de humedad
por radio . Para la conexión con un sensor de humedad por radio
encontrará más información en el capítulo 6.2.5, apartado Radio.
Tarea

Acciones / descripción

Abrir ventana de entrada
Corrección atmosférica. >Activar corrección
atmosférica.

>
Activo.
> Para desactivar hacer clic otra vez.

Ajuste manual de valores>
para temperatura
ambiente (Temperatura),
humedad ambiental(Humedad) y distancia
entre cámara y objeto a
medir (Distancia objeto).

44|| Funciones demedición | Corrección
atmosférica.

,.

6 Utilización del producto

Tarea
Confirmar.

Acciones / descripción
>

.

Solar
La función solar se puede utilizar para detectar y documentar
errores en instalaciones fotovoltaicas. Para la documentación sepuede introducir la intensidad de la radiación solar medida con unaparato independiente. Este valor se guarda junto con la imagenIR.
Si esta función está activada se muestra el valor de la intensidad
de radiación introducido en la pantalla (arriba a la izquierda).
Tarea

Acciones / descripción

Abrir ventana de entrada
Solar.

>

Activar función Solar.

>
Activo.
> Para desactivar hacer clic otra vez.

Ajuste manual de valor de>intensidad de radiación(W/m²).
Confirmar.

|| Funciones demedición | Solar.

>

,

.

.

Emisividad
Se puede escoger entre una emisividad personalizada y 8
materiales con un valor emisividad guardado fijo. La temperaturareflejada (RTC) se puede ajustar individualmente.
Indicaciones sobre la emisividad.
La emisividad describe la capacidad de un cuerpo de emitirradiación electromagnética. Esta es específica de cada material ydebe adaptarse para obtener unos buenos resultados de medición.
Los materiales no metálicos (papel, cerámica, escayola, lacas ypinturas), los plásticos y alimentos tienen una emisividad elevada,lo cual significa que la temperatura superficial se puede medir muy
bien mediante infrarrojos.
Los metales y óxidos metálicos no son especialmente adecuadospara las mediciones IR ya que, debido a su emisividad reducida ypoco homogénea, dan lugar a resultados relativamente inexactos.
Una solución es la aplicación sobre el objeto a medir de45

6 Utilización del producto
recubrimientos que aumentan la emisividad como por ejemplo
pinturas o cinta adhesiva de emisión (accesorio 0554 0051).
En la siguiente tabla encontrará valores típicos de emisividad demateriales importantes. Estos valores sirven como orientación paralos ajustes personalizados.

46

Material (temperatura)

Emisividad

Aluminio laminado sin tratamiento (170 °C)

0.04

Algodón (20 °C)

0.77

Betón (25 °C)

0.93

Hielo liso(0 °C)

0.97

Hierro esmerilado (20 °C)

0.24

Hierro con costra de fundición (100 °C)

0.80

Hierro con costra de laminación (20 °C)

0.77

Escayola (20 °C)

0.90

Cristal (90 °C)

0.94

Goma dura (23 °C)

0.94

Goma blanca gris (23 °C)

0.89

Madera (70 °C)

0.94

Corcho (20 °C)

0.70

Cuerpo refrigerante anodizado negro(50 °C)

0.98

Cobre ligeramente deslustrado (20 °C)

0.04

Cobre oxidado (130 °C)

0.76

Plásticos: PE, PP, PVC (20 °C)

0.94

Latón oxidado (200 °C)

0.61

Papel (20 °C)

0.97

Porcelana (20 °C)

0.92

Pintura negra mate (80 °C)

0.97

Acero, superficie tratada térmicamente(200 °C)

0.52

Acero oxidado (200 °C)

0.79

Arcilla (70 °C)

0.91

Pintura de transformadores (70 °C)

0.94

Ladrillo, mortero, revoque (20 °C)

0.93

6 Utilización del producto
Indicaciones sobre temperatura reflejada.
Con ayuda de este factor de corrección se elimina la reflexión acausa de la baja emisividad y de esta manera se mejora laexactitud de las mediciones de temperatura de aparatos infrarrojos.
En la mayoría de los casos la temperatura reflejada coincide con latemperatura ambiente. Sólo en caso de que en las cercanías delobjeto a medir haya objetos con una fuerte radiación y una
temperatura muy elevada (p.ej. hornos o máquinas) se deberá
determinar (p.ej. mediante un termómetro de globo), y utilizar, eldato de temperatura irradiada por estas fuentes de calor. La
influencia de la temperatura reflejada en objetos con emisividad
alta es muy reducida.
Con ayuda del software del ordenador se pueden introducir
en el aparato otros materiales de una lista determinada.
Tarea
Abrir ventana de entrada
Emisividad.

Acciones / descripción>o>Seleccionar material.

.

|| Funciones demedición | Emisividad.

> Seleccionar el material a utilizar
haciendo clic.

Ajustar manualmente
emisividad (solo si se ha >escogido Personalizado)
y temperatura reflejada(RTC).
Confirmar.

|

>

,

.

.

Escala manual
Se puede optar por el escalado manual en lugar de la escalaautomática (ajuste continuo y automático de los valores máximos ymínimos actuales). Los límites de la escala tienen que estar dentrodel rango de medición activado rango de medición (ver capítulo
6.2.1).
El modo seleccionado aparece en la pantalla abajo a la derecha.
escala manual,escala automática.

47

6 Utilización del producto

Tarea

Acciones / descripción

Abrir ventana de entrada
Escala manual.

>
o
>

|

.

|
| Funciones demedición | Escala manual.

Desactivar / activar ajuste>
Activo.
manual de escala.
> Para desactivar hacer clic otra vez.
Ajustar límites de laescala.

>,Enlazar ajuste para valorlímite superior / inferior.

>

.

>

.

Confirmar.

.

Pos : 72 /TD/Produkt verw enden/W BKs/testo 885/885, 890: Anz eigeopti onen @ 9\mod_1312226847502_206.docx @ 87845 @ 3555 @ 1

6.2.2.

Opciones de visualización
PaletaSe puede escoger entre 10 paletas de color predefinidas para lavisualización de imágenes IR.
Tarea

Acciones / descripción

Abrir ventana de entrada
Paleta.

>Seleccionar paleta.
Confirmar.

|| Opciones devisualización | Paleta.

> Seleccionar la paleta deseada
mediante un clic.
>.

Compensación del histograma
La compensación del histograma aumenta el contraste mediante elajuste de la paleta de color a la distribución de temperatura actual
especialmente en escenas con un gran rango de temperaturas(p.ej. en mediciones de alta temperatura).
Si la compensación del histograma está activada, loscolores dentro de la escala ya no están distribuidos
linealmente entre el valor mínimo y máximo de la escala.
48

6 Utilización del producto
Por este motivo no es fácil deducir la temperatura delcolor.
Tarea

Acciones / descripción

Desactivar / activar
función Compensacióndel histograma.

>|| Opciones devisualización | Compensación delhistograma.

Selección de color
Se pueden ajustar los colores a utilizar para las funciones demedición Isoterma y Alarma.
Tarea

Acciones / descripción

Abrir ventana de entrada
Selección de color.

>

Seleccionar el color
deseado para Isoterma,
Alarma superior y
Alarma inferior.

>.
> Seleccionar el color deseado
mediante un clic.

Confirmar.

|| Opciones devisualización | Selección decolor.

>.

Pos : 73 /TD/Produkt verw enden/W BKs/testo 885/885, 890: Bildergal erie @ 9\m od_1305550127543_206.doc x @ 80604 @ 35555 @ 1

6.2.3.

Galería de imágenes

En la galería de imágenes se pueden ver y analizar las imágenes
guardadas. Se pueden crear carpetas nuevas para guardar nuevas
imágenes.
Se pueden escuchar los comentarios en formato de audio,
añadirlos o modificar los existentes. Las imágenes con
comentarios en formato audio van marcadas con el siguiente
símbolo:.

Tarea
Abrir galería deimágenes.

Acciones / descripción
>
o

.

>

|

| Galería de imágenes.

49

6 Utilización del producto

Tarea

Acciones / descripción

Cerrar galería deimágenes.

>.

Navegación por la página de vista general
Tarea

Acciones / descripción

Abrir carpeta.

> Doble clic en el icono de la carpeta
a abrir.

Un nivel más arriba.
Abrir modo devisualización individual.

>.

> Doble clic en la imagen deseada.
Para más información sobre lavisualización individual véase más
abajo.

Acciones en la página de vista general
Tarea
Crear una nueva carpeta.

Acciones / descripción>> Introducir nombre de carpeta.
>

Borrar carpeta o imagen.

.

1. Marcar carpeta o imagen haciendo
clic.
2.

.

3. Confirmar borrar:
Navegación por la visualización individual.

✓ La visualización individual tiene que estar conectada. Véase
arribaTarea

Acciones / descripción

Abrir menú principal para>
activar funciones.

50.

6 Utilización del producto

Tarea

Acciones / descripción

Mostrar imagen siguiente > [A] bzw. [B].
o anterior.
Volver a la vista general:
Cerrar galería deimágenes:>|| Galería de imágenes.

> [Esc].

Acciones en la visualización individual✓ La visualización individual tiene que estar conectada. Véase
arribaTarea

Acciones / descripción

Abrir menú principal para>
activar funciones.
Borrar imagen.

>.
.

> Confirmar borrar:
Grabar comentario en
formato audio / editar .

Abrir nivel inferior zoom
con funciones
adicionales.

.

>.
Más información: ver capítulo Audio,
página 72página
>: Menú, véase arriba.

>: Para acercar el zoom (zoomdigital, 5 niveles).

>: Para alejar el zoom y ver laimagen completa.

>: Mostrar botones paraarrastrar la imagen ampliada. Paraarrastrar hacer clic sobre losbotones que aparecen sobre laimagen.

>: Cerrar nivel inferior zoom.

51

6 Utilización del producto

Pos : 74 /TD/Produkt verw enden/W BKs/testo 885/885, 890: Assis tenten (Übersc hrift) @ 10\m od_1319206049537_206.docx @ 96285 @ 3 @ 1

6.2.4.

Asistentes

Pos : 75 /TD/Produkt verw enden/W BKs/testo 885/Assis tenten: Seq uenzs peicherung @ 14\m od_1375430925171_206.docx @ 174748 @ 5 @ 1

Captura secuencial (opcional)
El asistente de captura secuencial permite tomar una secuencia deimágenes.
Esta función está disponible de manera opcional(artículo nº 0554 8902) y hay que activarla previo uso sino se encargó la función directamente al comprar lacámara.
Activar función (solo en caso de pedido posterior a lacompra):Recibirá un sobre con un código de acceso(identification code) que deberá introducir en la página
web www.testo.com/upgrade.
Una vez introducidos todos los datos necesarios se
genera un código de activación (activation code) que lepermitirá activar la función a través del programa
IRSoft. Tenga en cuenta los requisitos de instalación yla descripción de los pasos a seguir que encontrará enla página web y en el e-mail que recibirá.

52

6 Utilización del producto

Las secuencias se pueden guardar en diferentes formatos:• Archivos BMT:
secuencia de archivos de imagen individuales(imágenes térmicas) guardada en una carpeta, el
nombre de la carpeta comienza por SQ. Las marcas deimagen (puntos de medición, líneas de perfil) colocadasantes de la toma de la imagen se guardan
conjuntamente como datos de imagen y no se pueden
modificar ni borrar a posteriori.
Las distintas imágenes térmicas de la secuencia sepueden ver y analizar.
• Archivos VMT (vídeo completamente radiométrico):archivo de vídeo con datos de imagen, valores demedición y marcas de imagen; el nombre del archivo
comienza por SQ.
Los archivos guardados se pueden reproducir en IRSofty se pueden analizar a posteriori introduciendo omodificando marcas de imagen en el desarrollo
temporal.
La velocidad de reproducción (fotogramas por segundo)
corresponde a la frecuencia de vídeo de la cámara
siempre y cuando el entorno del sistema soporte esta
frecuencia (véase requisitos del sistema), como máximo
en cualquier caso 25Hz.
Si están activadas las funciones Humedad y/o SuperResolution,
se desactivarán al iniciar el asistente de secuencias. Una vez se
cierra el asistente de captura secuencial se vuelven a activar
dichas funciones.
Tarea
Activar función

Acciones / descripción>|| Asistentes | Captura secuencial.

53

6 Utilización del producto

Tarea

Acciones / descripción

La configuración de una secuencia se realiza
Ajustarparámetros de mediante los siguientes parámetros:toma• Formato:
VMT (archivo de vídeo) o BMT con o sin
imagen real (las imágenes se guardan en una
carpeta de archivo y se pueden editar
individualmente).
[Condición de inicio].
Manual (al pulsar el disparador), Cuenta atrás(inicio automático pasado el tiempo
programado), Temperatura máx. > (inicio
automático al sobrepasarse una determinada
temperatura en la imagen total), Temperaturamín. < (inicio automático al no alcanzarse una
determinada temperatura en la imagen total),Área: temperatura máx. > (inicio automático
al sobrepasarse una determinada temperaturaen la zona marcada), Área: temperaturamín. < (inicio automático al no alcanzarse una
determinada temperatura en la zona marcada).
Una captura secuencial se refiere solo a lamarca de área creada en primer lugar.
Esta se muestra en rojo. El resto demarcas de área aparecen en color
naranja.
•

Intervalo:
Hora (tiempo entre la toma de dos imágenes),
Manual (al pulsar el disparador).
El intervalo ajustable más pequeño es de3 seg.

Condición de finalización:
número de imágenes.
1. Pulsar parámetro.
- Se abre la ventana de entrada.
2. Seleccionar criterio / adaptar valores.

•

3.

54



6 Utilización del producto

Tarea

Acciones / descripción

Activar/desacti En aquellas situaciones en las que las condiciones
var obturador ambiente son estables y en escenas que nocalientan el sensor/la cámara se puede desactivar
la función de obturador automático. Así se evita
que algunas imágenes de la secuencia se tomen
con retraso (fuera del intervalo de grabación
programado). Las discrepancias en la precisión yla calidad de imagen con el obturador desactivado
son despreciables para intervalos de tiempo dehasta 60 minutos.
>.
- El símbolo está marcado en naranja: obturador
activado.
- El símbolo no está marcado en naranja:
obturador desactivado.
Seleccionar
directorio dedestinoActivarsecuencia>.
- Se abre la ventana de entrada Carpeta.
>.
- Durante el tiempo de espera hasta elcomienzo de la grabación aparece un punto
blanco que parpadea en la parte superiorderecha de la pantalla. Al seleccionar elcriterio de inicio "cuenta atrás", se muestra
además el tiempo que falta hasta el inicio.
- La grabación comienza según el criterio deinicio introducido. Un punto rojo parpadeando
en la parte superior derecha de la pantalla
indica que la grabación ha comenzado. A laizquierda de este se muestra el número deimágenes tomadas. El nombre del archivo
aparece en la parte superior izquierda de lapantalla.

Mostrar/ocular La función solo está disponible si está activada la
función de secuencia.
ajustes deconfiguración>(ocultar) o(mostrar).

55

6 Utilización del producto

Tarea

Acciones / descripción

Desactivar
secuencia /concluir
grabación

La función solo está disponible si está activada la
función de secuencia o se está realizando una
grabación.
>.

Pos : 76 /TD/Produkt verw enden/W BKs/testo 885/885, 890: Assis tenten: Panoram a-Bild, M ess orterk ennung @ 9\m od_1312228055416_206.docx @ 87878 @ 5555 @ 1

Imagen panorámica
Mediante el asistente de imagen panorámica es posible crear una
imagen panorámica a partir de hasta 3 imágenes individuales. El
asistente ayuda a la toma de las imágenes individuales y se
asegura de que haya una zona de intersección suficiente para laposterior creación de la imagen panorámica con el programa deordenador.
Tenga en cuenta lo siguiente cuando active la función.
Al activar esta función la escala pasa a modo manual y se fija elrango de temperaturas existente en ese momento. Dicho rango detemperaturas puede ser insuficiente para el panorama total.
Recomendación:> Examinar el objeto completo de la imagen panorámica para
determinar el rango de temperaturas necesario (valormáximo/mínimo). Poner la escala en manual y ajustar loslímites de la escala, véase Escala manual, página 47.
Al acceder al asistente de imagen panorámica se desactiva
automáticamente la función SuperResolution si está activada. En
tal caso la función se activa de nuevo al cerrar el asistente.
Obsérvense los siguientes aspectos para la toma de las imágenes
individuales:
Tenga en cuenta los siguientes aspectos para la toma delas imágenes individuales:> Girar la cámara sin mover la muñeca hacia arriba ni
abajo. A ser posible utilizar un trípode.
Tarea
Activar la función.

56

Acciones / descripción>|| Asistentes | Imagen
panorámica.

6 Utilización del producto

Tarea

Acciones / descripción

Tomar imágenes
individuales.

1. Tomar imagen individual 1 (arriba
izquierda): [Disparador].
2. Girar la cámara hacia la derecha
hasta que la imagen quede bien
colocada sobre la línea semitransparente de la imagen
individual 1.
3. Tomar imagen individual 2 (arriba
centro): [Disparador].
4. Repetir los pasos para todas lasimágenes individuales.
Según las imágenes individuales quese hayan tomado hasta el momento
aparecen partes de imagen fijas en la
mitad izquierda o superior de la
imagen. En función de esto hay que
añadir la imagen actual a la imagen ala izquierda o arriba.
Para saber dónde colocar lasiguiente imagen individual,
mirar en la vista general deimágenes individuales, véase
más abajo.
Para tomar las imágenes individuales
en un orden diferente, véase vista
general de imágenes individuales(abajo).

57

6 Utilización del producto

Tarea
Mostrar vista general deimágenes individuales,
seleccionar imagen
individual paraborrarla/remplazarla.

Acciones / descripción1.
.
- Se visualiza la vista general deimágenes individuales.
Para una visualización realista de la
imagen panorámica sería necesario laproyección sobre una semiesfera.
Como la imagen se proyecta en unplano, los bordes están deformados.
2. Seleccionar imagen individual:
hacer clic sobre la imagen
individual. Aquellas imágenes que
no se pueden seleccionar estánmarcadas con una "X".
> Borrar imagen individual
seleccionada:.
> Remplazar imagen individual
seleccionada: Cerrar vista generalde imágenes individuales y tomar
otra imagen individual.
> Cerrar vista general de imágenes
individuales:.

Guardar imagen
panorámica.
Seleccionar directorio dedestino.
Cerrar el asistente deimagen panorámica.

>

.

>
.
- Se abre la pestaña Carpeta.
1.
.
2. Confirmar la consulta de seguridad.

SiteRecognition
Con el programa de ordenador se pueden crear marcadores para
caracterizar una situación de medición de manera inequívoca. Al
registrar un marcador con la cámara digital integrada, las imágenes
guardadas posteriormente se asocian automáticamente a lacorrespondiente situación de medición (la imagen asociada se
guarda automáticamente junto con la imagen tomada). Para crear58

6 Utilización del producto
marcadores, transferir información de datos de situaciones demedición y copiar las imágenes al ordenador, véase el manual delprograma de ordenador.
Tarea
Activar la función.

Acciones / descripción|| Asistentes |SiteRecognition- Aparece la imagen real y un marco
de posición.
Si se ha accedido una vez a la función
a través del menú (véase arriba) y se
ha registrado al menos un marcador,es posible activar la función a través dela pestaña Menú principal.
>>|.
Si se apaga la cámara desaparece denuevo la función de la pestaña.
Regristar marcador desituación de medición.

1. Posicionar la cámara de tal manera
que el marcador quede dentro delmarco de posicionamiento.
2. Tras reconocer la identificación demarcador: confirmar que se
aceptan los datos de la situación demedición.

FeverDetection
Principalmente, en el menú FeverDetection se activa
automáticamente la paleta de grises. Además se visualiza una
marcación de rango en el centro de la imagen térmica en vivo.
Dentro de esta marcación de rango se muestra el HotSpot
automáticamente.
El asistente FeverDetection registra el punto más caliente de una
persona y lo compara con un valor medio progresivo de la persona
anterior.
En caso de una divergencia (la diferencia de la divergencia puede
ajustarse manualmente en el punto del menú Tolerancia) con
respecto a este valor medio, la cámara termográfica activa una
alarma acústica y visual.
El valor medio progresivo puede calcularse a través de dos modos
diferentes:
59

6 Utilización del producto

Modo manual
El valor medido de la persona se incluye en el valor medio tan
pronto se lleve a cabo una confirmación manual pulsando el botón.
Modo automático
La cámara termográfica reconoce una persona gracias a ladetección facial integrada. Tan pronto la cámara termográfica
reconozca a la persona, el valor medido se calcula y se incluye enel valor medio.
Las temperaturas calculada de la cámara termográfica son
menores a la verdadera temperatura corporal de la persona
ya que la cámara termográfica solo puede medir lastemperaturas superficiales.
La cámara termográfica no puede emplearse para ejecutar
diagnósticos de fiebre. Esta compara la temperaturasuperficial de todas las personas e indica si una persona
tiene una temperatura corporal elevada.
El menú FeverDetection contiene los siguientes puntos desubmenú:Escala manual
En la escala manual se adapta la escala manualmente. De estemodo se visualizan mejor las diferencias de la temperatura. Al abrir
el asistente, la escala está definida principalmente de forma
automática.
Tarea
Activar la función.

Abrir ventana de entrada
Escala manual.

Acciones / descripción>|| Asistentes |FeverDetection.

Pulsar.

Desactivar / activar ajuste>
Activo.
manual de escala.
> Para desactivar hacer clic otra vez.

60

Ajustar límites de laescala.

>,Enlazar ajuste para valorlímite superior / inferior.

>

.

.

6 Utilización del producto

Tarea
Confirmar.

Acciones / descripción>.

Emisividad y RTC
En emisividad y RTC es posible ajustar manualmente estos dos
parámetros. Sin embargo, la emisividad se ajusta automáticamente
a 0,98, tan pronto se activa el asistente FeverDetection (al salir seajusta de nuevo la emisividad anterior).
Tarea
Activar la función.

Abrir ventana de entrada
Emisividad.
Ajustar manualmente laemisividad y latemperatura reflejada(RTC).
Confirmar.

Acciones / descripción>|| Asistentes |FeverDetection.

Pulsar

.

>

,

>

.

.

Valor de alarma
En el ajuste Valor de alarma se puede configurar la temperatura apartir de la cual una persona pudiera tener una temperatura
corporal elevada y la cámara termográfica debe activar la alarma
acústica y visual.
Valor medio: Al inicio del asistente FeverDetection introduzca latemperatura promedio calculada de varias personas "saludables".
A continuación, este valor medio introducido se sobrescribirá
progresivamente a través del modo manual o automático delasistente FeverDetection.
Tolerancia: Introduzca la diferencia alrededor de la cual el valor dealarma debe estar por encima del valor medio.
La suma del valor medio y la tolerancia tiene como resultado elvalor de alarma a partir del cual la cámara termográfica activa laalarma acústica y visual.

61

6 Utilización del producto

Tarea
Activar la función.

Acciones / descripción>

Abrir ventana de entrada
Alarma.
Activar / desactivar elvalor de alarma
Activar/desactivar la
alarma acústica|| Asistentes | Imagen
panorámica.
.

>
Activo.
> Para desactivar hacer clic otra vez.
>
Activo.
> Para desactivar hacer clic otra vez.

Ajustar valores de alarma>- Valor medio,.

Ajustar valores de alarma>- Tolerancia,.

Confirmar.

>.

Finalizar el asistente FeverDetection
Finalizar FeverDetection: El asistente se cierra y la imagen
térmica normal se visualiza nuevamente. Aparecen nuevamente
todos los ajustes que estaban activos antes del asistente
FeverDetection.
Tarea

Acciones / descripción

Finalizar el asistente
FeverDetection

Pulsar.

Registrar (retener/guardar) la imagen
En el asistente FeverDetection se pueden crear imágenes
térmicas y almacenarlas.
1. Pulsar el [Trigger].
- La imagen se congela (imagen fija).
2. Guardar la imagen: Pulsar nuevamente [Trigger].
- En la imagen térmica almacenada aparece la paleta de grises
con la alarma. La marcación de rango no se visualiza más en la
imagen almacenada, pero puede volver a activarse
posteriormente en la imagen almacenada.
Lo mismo aplica para el HotSpot en la marcación de rango.
62

6 Utilización del producto

La persona examinada no puede llevar gafas. El punto
más caliente de una persona es la glándula lagrimal
ubicada en los ojos.
La FeverDetection con la cámara termográfica no es una
medición médicamente exacta.
En el IRSoft no se visualizan las alarmas FeverDetection.

El asistente de FeverDetection solo se debe usar con
lentes estándar o de 25 °.

Pos : 77 /TD/Produkt verw enden/W BKs/testo 885/885, 890: Konfiguration @ 9\mod_1305550427230_206.docx @ 80637 @ 355555555555555 @ 1

6.2.5.

Configuración
Ajustes regionales
Se pueden seleccionar el idioma y la unidad de temperatura
deseados.
Tarea

Acciones / descripción

Abrir ventana de entrada
Ajustes regionales.

>

Seleccionar el idioma delprograma.

> Seleccionar el idioma deseado
mediante un clic.

Cambiar de unidad detemperatura

Confirmar.

|| Configuración |Ajustes regionales.

>.
- La unidad seleccionada aparece enla pantalla arriba a la derecha.
>.

SuperResolution (opcional)
SuperResolution es una tecnología para mejorar la calidad deimagen. En cada toma se guarda una secuencia de imágenes en lacámara de imagen térmica a partir de las cuales el software genera
una imagen de mayor resolución (sin interpolación). El número depíxels se multiplica por 4 y la resolución geométrica (IFOV) por 1,6.
63

6 Utilización del producto
Para utilizar esta función la cámara tiene que sujetarse con la
mano (sin trípode).
Esta función está disponible de manera opcional (artículo
nº 0554 7806) y hay que activarla previo uso si no seencargó la función directamente al comprar la cámara.
Activar función (solo en caso de pedido posterior a lacompra):Recibirá un sobre con un código de acceso (identificationcode) que deberá introducir en la página web
www.testo.com/upgrade.
Una vez introducidos todos los datos necesarios se
genera un código de activación (activation code) que lepermitirá activar la función a través del programa IRSoft.
Tenga en cuenta los requisitos de instalación y ladescripción de los pasos a seguir que encontrará en lapágina web y en el e-mail que recibirá.
Para utilizar esta función se tienen que cumplir los siguientes
requisitos:• La cámara se tiene que sostener en la mano (sin trípode).
• Los objetos no están en movimiento.
Tarea

Acciones / descripción

Desactivar / activar
función.

>|| Configuración |Súper resolución.
Si la función está activada, alcongelar una imagen aparecerá(SR) detrás de la indicación dela pantalla ¿Guardar imagen?.

Guardar JPEG
Las imágenes infrarrojas se guardan en formato BMT (imagen con
todos los datos de temperatura). La imagen se puede guardar
64

6 Utilización del producto
además en formato JPEG (sin datos de temperatura). El contenido
de la imagen corresponde a la imagen infrarroja mostrada en lapantalla inclusive la escala y las marcas de las funciones demedición seleccionadas. La fecha y la hora de la grabación sepueden visualizar en la imagen. El archivo JPEG se guarda con elmismo nombre que el correspondiente archivo BMT y se puede
abrir en el ordenador con o sin el programa IRSoft.
Tarea
Activar/desactivar la
función Guardar JPEG.

Acciones / descripción|| Configuración |JPEG.
2. Marcar la función Guardar JPEG
haciendo clic ( ).
> Para desactivar repetir los pasos.
1.

Activar/desactivar Indicar
1.
|| Configuración |hora/fecha (La función
JPEG.
Guardar JPEG tiene que
estar activada).
2. Marcar la función Indicar
hora/fecha haciendo clic ( ).
> Para desactivar repetir los pasos.
HDMI
A través del menú HDMI la cámara puede conectarse con unordenador. Luego de conectar los instrumentos, los datos de lavisualización de la pantalla se muestran en la pantalla delordenador. El mando se lleva a cabo con el joystick de la cámara.
Tarea

Acciones / descripción

Abrir la ventana deentrada HDMI.

>

Desactivar / activar
la conexión HDMI.

>
Activo.
> Para desactivar hacer clic otra vez.

|
HDMI.

| Configuración |Bluetooth
Esta función no está disponible en todos los países.
La interfaz de Bluetooth permite establecer la conexión con unos
auriculares con micrófono para la grabación de voz. Tenga encuenta también el manual de instrucciones de los auricularesBluetooth.
65

6 Utilización del producto

Tarea

Acciones / descripción

Abrir ventana de entrada
Bluetooth.

>

Desactivar/activar
radioconexión Bluetooth.
Buscar aparatos con
Bluetooth y establecer
conexión.

Confirmar.

|| Configuración |Bluetooth.

>
Activo.
> Para desactivar hacer clic otra vez.
1.
.
- Se buscan aparatos con Bluetooth(con modo de emparejamiento
activado) y se muestran losdisponibles.
2. Realizar conexión con un aparato
con Bluetooth: marcar el aparato
haciendo clic ( ).

>

.

Radio
Esta función no está disponible en todos los países.
Se puede conectar un sensor de humedad de radio al instrumento.
Cada sensor de radio tiene un número de identificación de sensor(RFID). Este número se compone del número RFID de tres cifras
que consta en el sensor de radio más la posición del interruptor
deslizante en el compartimento de baterías del sensor de radio (Ho L). Para registrar el sensor de radio en el instrumento hay que
encenderlo el sensor y ajustar la tasa de transmisión a 0,5s; paraello pulsar un instante la tecla ON/OFF (véanse también
indicaciones de uso de sensores de radio).
En caso de que no se detecte ningún sensor de radio el motivo
puede ser:• El sensor de radio no está encendido o tiene la batería
descargada.
• El sensor de radio se encuentra fuera del alcance de radio.
• Hay interferencias en la transmisión por radio (p.ej. hormigón
armado, objetos de metal, paredes u otras barreras entre
emisor y receptor, otros emisores en la misma frecuencia,
fuertes campos electromagnéticos).
> En caso necesario: solucionar el problema de las interferencias
en la transmisión.
66

6 Utilización del producto

Tarea

Acciones / descripción

Abrir ventana de entrada
Radio.

>|
Radio.

| Configuración |Desactivar / activar radio
1.
Activo.
y establecer conexión con
Sebuscansensores por radio y se
un sensor de humedad
muestran los disponibles.
por radio.
2. > Seleccionar el sensor por radioa utilizar haciendo clic ( ).
> Para desactivar hacer clic otra vez
en el botón
Confirmar.

>

.

.

Configurar tecla
Se pueden modificar las funciones asociadas a las teclas deacceso rápido.
Tarea

Acciones / descripción

Abrir ventana de entrada
Configurar tecla.

>|| Configuración |Configurar tecla.

Activar función de la tecla. > Seleccionar la función deseada
mediante un clic.
Las siguientes funciones sólo sepueden activar mediante teclas deacceso rápido:• Luz: Encender / apagar los power
LEDs de iluminación de objetos dela cámara digital.
• Láser: Conectar el láser marcador
para marcar la superficie a medir.
Nota: Para activar el láser esnecesario mantener pulsada la
tecla de acceso rápido. Cuando elláser está activado aparece uncursor adicional en la pantalla. Este
indica exactamente el punto al que
apunta el láser en el objeto.
• Ajuste: Realizar un ajuste manual.
67

6 Utilización del producto

Tarea

Acciones / descripción

Confirmar.

>.

ÓpticaSe muestran los objetivos ajustados al aparato. Sólo se pueden
utilizar los objetivos mostrados. La activación del objetivo se realiza
automáticamente (excepto en EEUU).
Mediante la opción Filtro protector se puede indicar si hay un filtro
protector montado o no. Este ajuste es importante para no falsear
los resultados.
No es posible la utilización de un cristal de protección IR en
combinación con un súper teleobjetivo.
Tarea

Acciones / descripción

Abrir ventana de entrada
Óptica.

>|Óptica.

| Configuración |> Seleccionar el objetivo a utilizar
Activar manualmente elhaciendo clic.
objetivo montado (sólo es
necesario en EEUU).
Desactivar / activar la
opción filtro protector.

>
Filtro protector.
> Para desactivar hacer clic otra vez.
- Si la opción está activada apareceel símbolo de filtro protector ( ) enla pantalla arriba a la derecha.
> Para desactivar hacer clic otra vez
en el botón

Confirmar.

>

.

.

Opciones de ahorro de energía
Se pueden ajustar diferentes opciones que influyen en la duraciónde la batería.

68

Tarea

Acciones / descripción

Abrir ventana de entrada
Opciones de ahorro deenergía.

>|| Configuración |Opciones de ahorro de energía.

6 Utilización del producto

Tarea

Acciones / descripción

Ajustar el brillo de laIluminación LCD:>|

(bajo) o(intermedio) o
Desactivar /activar
Desconectar LCD o
Desconectar cámara yajustar el tiempo hasta
desconexión.

1.

Activo.

2.
|,|.
> Para desactivar hacer clic otra vez
en el botón

Confirmar.

(alto).

>.

.

Ajustar fecha/hora
Se puede ajustar fecha y hora. El formato de la fecha y la horacorresponden al idioma seleccionado.
Tarea

Acciones / descripción

Abrir ventana de entrada
Ajustar fecha/hora.

>

Ajustar la hora y la fecha.

Confirmar.

|| Configuración |Ajustar fecha/hora.

>

.

>

,

>

.

>

.

.

Resetear contador de imágenes
Tras el reseteo la numeración de imágenes comenzará desde el
principio. Tenga en cuenta que si guarda imágenes en la misma
carpeta sobrescribirá las imágenes que tengan el mismo número.
> Antes del reseteo realice una copia de todas las imágenes
guardadas para evitar sobrescribir imágenes.

69

6 Utilización del producto

Tarea
Ejecutar función.

Acciones / descripción1.

|| Configuración |Resetear contador de imágenes.

2. Confirmar reseteo:.

Borrar todo
Se borran todos los datos contenidos en la tarjeta de memoria.
Tarea
Ejecutar función.

Acciones / descripción1.

|| Configuración |Borrar todo.

2. Confirmar borrar:.

Formatear
La tarjeta de memoria se puede formatear.
No olvide que al formatear una tarjeta se pierden todos los datos
guardados en esta.
Tarea
Ejecutar función.

Acciones / descripción1.

|| Configuración |Formatear.

2. Confirmar formatear:.

Ajustes de fábrica
Se puede devolver el aparato a la configuración inicial de fábrica.
Tener especialmente en cuenta: La fecha/hora, los ajustes
regionales y el contador de imágenes no se resetean.
Tarea
Ejecutar función.

Acciones / descripción1.

> || Configuración |Ajustes de fábrica.

2. Confirmar reseteo:70.

6 Utilización del producto

Pos : 78 /TD/Produkt verw enden/W BKs/testo 885/885, 890: Audi o @ 9\m od_1312228273418_206.docx @ 87911 @ 3 @ 1

6.2.6.

Audio

Para utilizar la función tienen que estar conectados unos
auriculares con micrófono (terminal de conexión de arriba) o bien
estar establecida la conexión con unos auriculares con micrófono
Bluetooth.
Esta función solo está disponible durante la visualización de una
imagen congelada o guardada. Para estas imágenes se pueden
grabar y editar comentarios en formato audio.
Junto al indicador de barra (arriba) se muestran dos tiempos(formato mm:ss):• Tiempo de la izquierda: momento actual de la toma o momentode la reproducción (corresponde al extremo derecho de la barra
de grabación o reproducción).
• Tiempo de la derecha: máxima duración de la grabación (60 s).
Tarea
Abrir ventana de entrada
Audio.

Reproducir grabación.

Comenzar grabación /continuar grabación.

Detener grabación / ir alinstante 00:00.

Borrar grabación.

Acciones / descripción
>
o

|

.

>

|

| Audio.

>.
- El comentario en formato audio
grabado se reproduce a partir delmomento de reproducción actual.
>.
- La grabación comienza o continúaa partir del punto de grabación
actual.
>.
- Durante una grabación: esta sedetiene.
- Con la grabación detenida: el
momento de grabación oreproducción pasa a 00:00.
>

.

71

6 Utilización del producto

Tarea

Acciones / descripción

Ajuste del volumen de(sólo con auricular con
micrófono conectado por
cable).

1.

.

2.

(alto) o(normal) o(bajo).
Confirmar.

>.

Pos : 79 /TD/Ü berschriften/6.3 M ess ung en durchführen @ 0\m od_1184584650078_206.doc x @ 1874 @ 2 @ 1

6.3.

Realizar mediciones

Pos : 80 /TD/Produkt verw enden/W BKs/testo 885/885, 890: Mess ungen @ 9\mod_1305637030964_206.docx @ 80675 @ 55 @ 1

Condiciones importantes
Tenga en cuenta las siguientes condiciones básicas para obtenerunos resultados de medición fiables.
Medición de humedad:• Agitar suavemente el aparato de medición de la humedad
independiente o el sensor de humedad por radio para acortar eltiempo de adaptación. Evitar interferencias (p.ej. aire de lapropia respiración).
Termografía de edificios, inspección de revestimiento de edificios:• Se necesita una diferencia de temperatura notable entre elinterior y el exterior (ideal: >15° C / >27° F).
• Condiciones meteorológicas constantes, sin una excesiva
radiación del sol, sin precipitaciones ni fuertes vientos.
Para garantizar la mayor exactitud la cámara necesita un tiempode adaptación de 10 minutos tras el encendido.
Si se emplea el súper teleobjetivo y cambian lascondiciones ambientales, la cámara requerirá
eventualmente un tiempo de adaptación > 10 min.
Ajustes importantes
Antes de tomar imágenes compruebe que la opción "Filtro
protector" está bien ajustada para evitar falsear los resultados demedición, véase Óptica, página 68.
Cuando guarde una imagen compruebe primero que ha enfocado
bien ya sea de manera manual (véase Enfocar imagen
manualmente, página 32) o automática (véase Enfocar imagen
automáticamente, página 33). Las imágenes desenfocadas no sepueden corregir después.

72

6 Utilización del producto
La emisividad y temperatura reflejada tienen que estar bien
ajustadas para poder obtener unos valores de medición exactos
véase Emisividad, página 45. En caso necesario se puede realizar
un ajuste posterior mediante el software del ordenador.
En mediciones con elevada humedad ambiental o a gran distanciadel objeto a medir, la corrección atmosférica permite mejorar laexactitud de la medición, véase Corrección atmosférica, página 44.
Al activar la escala automática la escala de colores se adapta demanera continua a los valores máximo y mínimo de la imagen de
medición actual. Por este motivo cambia constantemente el color
asociado a una temperatura determinada. Para poder comparar
imágenes según la distribución del color es necesario ajustar laescala manualmente a valores fijos (véase Escala manual, página
47) o bien ajustar los mismos valores para todas al final con el
programa de ordenador.
Pos : 81 /TD/--- Seitenwec hs el --- @ 0\m od_1173774430601_0.docx @ 285 @ @ 173

7 Mantenimiento del producto
Pos : 82 /TD/Ü berschriften/7. Produkt i nstand halten @ 0\m od_1173789831362_206.docx @ 399 @ 1 @ 1

7

Mantenimiento del producto

Pos : 83 /TD/Produkt i nstand halten/WBKs/885, 890: Akk u w echsel n @ 9\mod_1312294314712_206.docx @ 88130 @ 5 @ 1

Cambiar la batería

1.
2.
3.
4.

Abrir la tapa del compartimento de la batería (1).
Pulsar la tecla de liberación roja (2).
La batería se libera y sobresale ligeramente del compartimento.
Sacar completamente la batería del compartimento.
Introducir la batería por completo en el compartimento hasta
que encaje.
- La cámara se conecta automáticamente.
5. Cerrar la tapa del compartimento de la batería.
Pos : 84 /TD/Produkt i nstand halten/WBKs/885, 890: Dis play rei nigen @ 9\m od_1314021649026_206.docx @ 93480 @ 5 @ 1

Limpieza de la pantalla> En caso de suciedad limpie la pantalla con un trapo de limpieza(p.ej. un trapo de microfibra).
Pos : 85 /TD/Produkt i nstand halten/WBKs/Kam era reinig en @ 0\m od_1195586502220_206.docx @ 5835 @ 5 @ 1

Limpiar la cámara
> En caso de suciedad, limpie la caja de la cámara con un paño
húmedo. No utilice productos de limpieza agresivos odisolventes. Puede utilizar detergentes domésticos osoluciones jabonosas suaves.
Pos : 86 /TD/Produkt i nstand halten/WBKs/Obj ektivlinse/Li ns en-Schutzgl as rei nigen @ 0\mod_1195586559375_206.docx @ 5844 @ 5 @ 1

Limpiar la lente del objetivo/el cristal protector> Las partículas de polvo grandes se pueden eliminar con unpincel limpiador de objetivos limpio (disponible en las tiendas
de fotografía).
> En caso de suciedad leve, utilizar el paño de limpieza de lalente. No utilizar alcohol de limpieza.
Pos : 87 /TD/--- Seitenwec hs el --- @ 0\m od_1173774430601_0.docx @ 285 @ @ 174

8 Consejos y ayuda
Pos : 88 /TD/Ü berschriften/8. Tipps und Hilfe @ 0\m od_1173789887985_206.doc x @ 408 @ 1 @ 1

8

Pos : 89 /TD/Ü berschriften/8.1 Fr agen und Antworten @ 0\mod_1177402017078_206.docx @ 1095 @ 2 @ 1

Consejos y ayuda

8.1.

Mensajes de error

Pos : 90 /TD/Ti pps und Hilfe/Fr agen und Antworten/WBKs/testo 885, 890 @ 9\m od_1312294422204_206.docx @ 88383 @ @ 1

Problema

Posibles causas / solución

Aparece el error No se ha La tarjeta de memoria está averiada oinsertado tarjeta deno ha sido insertada.
memoria .
> Comprobar o insertar la tarjeta dememoria.
Aparece el error Tarjeta
de memoria llena .

No se dispone de memoria libre
suficiente.
> Introduzca una tarjeta de memoria
nueva.

Aparece el error Ningún
objetivo! o bien Objetivo
erróneo.

> Revisar el objetivo> En caso necesario, cambiar elobjetivo.

Temperatura ambiente no está dentro
Aparece el aviso No es
posible recargar batería. del intervalo admisible para la recargade la batería.
> Mantenerse dentro del intervalo detemperaturas ambiente admisibles.
Aparece el error
Temperatura permisibledel instrumento
excedida!.

1. Apagar la cámara.
2. Esperar a que la cámara se enfríe
y mantenerse dentro del intervalode temperaturas ambiente
admisibles.

Aparece ~ delante de unvalor.

El valor está fuera del rango de
medición: zona de visualización
ampliada sin garantía de exactitud.

En lugar del valor de
medición aparece --o +++.

El valor queda fuera de la zona devisualización ampliada.
> Cambiar rango de medición.

En lugar de un valor
aparece xxx.

No se puede determinar el valor.
> Comprobar plausibilidad de losajustes de parámetros.

Si no se han resuelto sus dudas, diríjase por favor a su distribuidoro al servicio de atención al cliente de Testo. Encontrará los datos
de contacto en la solapa posterior de este documento o en el sitio
web www.testo.com/service-contact.
75

8 Consejos y ayuda
Pos : 91 /TD/Ü berschriften/8.3 Z ubehör und Ers atz teil e @ 0\mod_1177402058734_206.docx @ 1104 @ 2 @ 1

8.2.

Accesorios y repuestos

Pos : 92 /TD/Ti pps und Hilfe/Z ubehör und Ers atz teil e/WBKs/testo 885, 890 @ 9\m od_1312294557050_206.docx @ 88416 @ @ 1

Descripción

Nº de artículo

Filtro protector para la lente

0554 0289

Batería adicional0554 8852

Cargador rápido

0554 8851

Cinta adhesiva para emisividad

0554 0051

Función de análisis de procesos (solo ),almacenamiento de secuencias deimágenes en el dispositivo y medición devídeo íntegramente radiométrica

0554 8902

Función SuperResolution

0554 7806

Teleobjetivo

consultar al servicio
de atención al clientede Testo

Súper teleobjetivo

consultar al servicio
de atención al clientede Testo

Objetivo de 25°

consultar al servicio
de atención al clientede Testo

Certificados de calibración ISO:
Puntos de calibración a 0 °C, 25 °C, 50 °C
Puntos de calibración a 0 °C, 100 °C,
200 °C
Puntos de calibración opcionales en elrango de -18 ºC a 250 ºC
Añadido posterior alta temperatura

0520 0489
0520 0490
0520 0495

consultar al servicio
de atención al clientede Testo

Etiquetas autoadhesivas para la creación de disponibles en
marcadores para el reconocimiento detiendas de material
situación de medición.
de oficina.
Recomendación:
Avery Zweckform
L4776
Encontrará más accesorios y piezas de recambio en los catálogos
y folletos de productos o en internet en www.testo.com=== Ende der Liste für T extm arke Inhalt ===76

Testo SE & Co. KGaA

Celsiusstr. 2
79822 Titisee-Neustadt
Germany
Tel.: +49 7653 681-0
E-Mail: info@testo.de
www.testo.com

0970 8900 es 13 – 04.2024