振動ADM-103 駆動部
ボールベアリングの振動品質を高精度で測定します
ベアリングの内輪を1800 r/minで回転させ、外輪の半径方向の振動を速度センサで検出し、Low band（50〜300 Hz）、Medium band（300 〜1800 Hz）、H igh band（1800〜10000 Hz）などの七つの周波数バンドに分けてアンデロン値として表示します。
測定したアンデロン値に基づいて、ボールベアリングの品質グレードを識別できるばかりでなく、異常の内容・部位の特定などを可能にします。

■ADM-103のおもな特長■プッシャ選択で小径から中径のベアリング測定に対応● 0.1アンデロン(0.77μm/s)以下の装置暗振動により、正確で抜群に再現性の良い測定を実現。信頼性の高いデータを効率的に得ること

2 機 種のプッシャ選択により、内径1mmの極小ベアリングから外 径100mmの中径ベアリングまで測定できます。

ができます。
● プッシャの交換により内径1mmの極小径ベアリングから外径100mmの中径ベアリングまでの測定を1台でカバー。

コストパフォーマンスにも優れたアンデロンメータです。

● コンパクト設計により卓上設置が可能です。

■振動検出方法
測定ベアリングの内径に合わせて作られたアーバ(心軸)をスピンドル軸に装着し、スピンドルを1800 r/minで回転させます。
アーバにベアリング内輪を挿入し、内輪を1800 r/minで回転させます。
測定ベアリングの外 径に合わせて作られたベアリング押さえをプッシ
ャに装着し、プッシャで外輪にスラスト方向の力を加えて外輪の回転

ADP-20NX

ADP-200NX

外輪押圧20Nまで、外径50mmまでの小径用

外輪押圧200Nまで、外径100mmまでの中径用を止めます。
このようにして内輪が回転し、外輪が回転しない状態を作り、速度センサの触子を外輪に接触させ、外輪の半径方向の振動速度を検出します。

■フラットな特性を実現した接触式速度センサ
アンデロン測定値の心臓部となる当社独自開発の速度センサです。
従来からの多くの速度センサは、5 0 0 0Hz以上に複数の固有振 動がありHigh bandでの測定に難がありました。
スガワラのA DS -101は、その点を改良し10kH zまでフラットな特 性での測定を実現しました。

接触式速度センサ

触子

外輪の半径方向の振動

アーバ

プッシャ押力プッシャ
回転スピンドル軸

ボール軸受

ベアリング押さえアンデロンメータの振動検出部分の構造

ADS-101周波数特性表

ADA-105 アナライザ
振動スペクトラムと波形をリアルタイム表示します■ADA-105のおもな特長● FFTアナライザでは表示できないアンデロンスペクトラムを、ベアリン

アンデロンアナライザADA-105は、駆動部ADM-103で検出したベアリング振動を解析する装置です。
測定 結果を振 動周波数帯域ごとのアンデロン値だけでなくスペクトラムで表示することができるため、ベアリングの不具合の質をより容易にかつ迅速に特定できます。
また、振 動音の録音・再生機能を用いて、生波形によるベアリング振動品質の規格化が可能です。
ベアリングの諸元（ボールP.C.D、ボール直径、ボール数、接触角）を入力することで、測定したベアリング振 動を内輪・外輪・ボール・およびその他の成分に分解することができます。

グ1回転ごとにリアルタイムで表示します。
● カーソルで指定したスペクトラム中の、任意の点の周波数と測定値を表示します。
● 表示単位は、Anderon,μinch/rad,μinch/sec,μinch,μm/rad,μm/sec,μm,nm/rad,nm/sec,nm,cm/s^2,mGから選択できます。
● ベアリング振動音を30秒間録音・再生できます。
● USBメモリに録音データ・測定データ・測定条件・画面コピーの保存ができます。
● 7つの周波数帯域(可変)および「波高率＋頻度」に閾値を設定することにより良否判定が行えます。
● 測定条件を最大1000セットまで保存、一覧リストを使った条件検索も可能です。

■グラフィックデータの表示例

アンデロンスペクトラムをリアルタイム表示

アンデロンスペクトラムとオシロ波形を同時表示

アナログメータとオシロ波形を同時表示

デジタルメータとレベル・計数波形を同時表示

最大1000セット保存可能な測定条件リスト

USBメモリに保存されるCSVデータフォーム■おもな仕様アンデロンメータ 駆動部ADM-103

スピンドル回転速度 ：1800 r/min：φ100 mm maximum
ベアリング外径：30 mm maximum
ベアリング幅
測定ベアリング範囲 ：内径1mmから外径100 mm：L, M, H band共に0.1 Anderon以下
暗 振 動：流体動圧軸受 (オイル)スピンドル軸受
スピンドル駆動方式 ：ダイレクトドライブ
測定アタッチメント ：アーバ / ベアリング押さえ：AC100 V±10% 50/60 Hz
電源：300(W)×386(H)×486(D) mm・80 kg
寸 法・重 量プッシャ
プッシャ押力ベアリングサイズ

ADP-20NX：20 N以下：最大外径50 mm

プッシャ
プッシャ押力ベアリングサイズ

ADP-200NX：200 N以下：最大外径100 mm

アンデロンアナライザ
測 定 帯 域

測定値表示
表 示 精 度残 留 ノイズ
表 示 器
寸 法 ・重 量

接触式速度センサ
感度
周波数特性
共振周波数触 子 圧

ADA-105： 標準7帯域（U,R,L,M,H,E,A band）
L band：1.67〜10.0 wave（50〜300 Hz）
M band：10.0〜60.0 wave（300〜1800 Hz）
H band：60.0〜360 wave（1800〜10000 Hz）： ディジタル 4 digits（各band共通）： 最高±1.0% of reading： 感度0.24 Vs/mで0.1 Anderon以下
感度0.5 Vs/mで0.05 Anderon以下： 10.4 inch カラーLCD： 315（W）×218（H）×300（D）mm・10 kg

ADS-101： 3±0.2 Vm/usp（0.1 mm押込時）： ±2 dB 50〜10 kHz： 20 kHz以上（0.1 mm押込時）： 0.275 N（0.05 mm押込時）
0.400 N（0.10 mm押込時）

アンデロン校正器 ADC-101アンデロン・ウェービメータ表示部をこの一台で校正できます
正しいアンデロン値を得るためには定期的な校正が必要です。アンデロン校正器ADC-101はベアリング振動測定機器を校正するための装置です。当社製すべてのベアリング振動測定機器表示部の校正が可能です。
アンデロンメータ、ウェービメータ／真円度計の表示部に接続し、測定値に相当する信号を出力して機器を校正します。

■ADC-101のおもな特長■使用方法

ふたつのモードで当社製全ベアリング振動測定機器の校正に対応

当社のアンデロンメータ、ウェービメータ/真円度計は、以下のような基本【ADC/SWCモード】
従来のアンデロン発振器ADC-10とシンクロウェーブ発振器SWC-10を代替する機能を持ちます。

構成で測定・表示を行っています。
駆動部 ：ADM/LWM/BWM
センサ ：ADS/LWS/BWS【OSC/ATTモード】
従来の信号発生器＋アッテネータ ( EBV-AN01、FOR-102、DOM-101等 ) を代替する機能を持ちます。

表示部 ：ADA/SWA/LWA/BWA
駆動部は測定対象のベアリング、内/外輪、鋼球を回転させ、表示部に回転パルス信号を出力します。
表 示部は回転パルス信号と振 動電圧信号を処理し、測定結果を表 示します。
ADC-101は回転パルス信号と振動電圧に相当する正弦波信号を、設定された条件で表示部に出力します。その信号を受けた表示部が、正しく測定結果を表示することを確認します。

ADC/SWCモード画面

OSC/ATTモード画面

SENSOR INPUT

表示部との接続SYNC INPUTSENSOR OUTPUT SYNC OUTPUT■おもな仕様ADA-SWA

アンデロン校正器

ADC-101

ADC-101

校正対象機器 ： アンデロンアナライザ ADA
シンクロウェーブアナライザ SWA
レースウェービメータ表示部 LWA
ボールウェービメータ表示部 BWA
回転速度設定 ： 100〜9999 r/min
センサ感度設定 ： 0〜99.99 mV/usp
発 振 周 波 数 ： 0〜20 kHz測 定 単 位 ： Anderon, nm/sec, µm/sec, µinch/sec, cm/s^2, mG, nm, µm,µinch, nmWcla, µWcla, nmPC, µPC, nm/rad, µm/rad, ninch/rad
出 力 レ ベ ル ： 最大4.5 mVrms (入力インピーダンス30Ω)
電源 ： AC100 V〜240 V ±10% 50/60 Hz
寸 法 ・ 重 量 ： 215(W)×124(H)×250(D) mm・5 kg

営業アイテム：キセノンフラッシュ/モータ性能測定器/ベアリング検査機器/その他

東 京 営 業 所 〒215-0034 川崎市麻生区南黒川 8- 2 電話 044（989）7320 Fax 044（989）7338
大 阪 営 業 所 〒578-0956 東 大 阪 市 横 枕 西 6 - 17 電話 072（966）1061 Fax 072（966）0961
名古屋営業所 〒460-0013 名古屋市中区上前津1-2-29 電話 052（331）6562 Fax 052（331）6604
URL： https://www.sugawara-labs.co.jp/

E-mail： info@sugawara-labs.co.jp

02NP1911