Fișă tehnicătesto 890

Camera de termoviziune
testo 890 – Termografie pentru
cele mai înalte cerințeRezoluție IR 640 x 480 pixeli
Cu tehnologie SuperResolution până la1280 x 960 pixeli
Sensibilitate termică < 40 mK
Flexibilitate mare datorită mânerului rotativ și a ecranului
rabatabil și rotativ
Obiective interschimbabile°C

Functie de măsurare pentru detectarea zonelor cu risc demucegai%RH

Domeniu de măsură mare de până la 1.200 °C
Asistență pentru imagine panoramicăTehnologie SiteRecognitionMăsurători video complet radiometrice și captură secvențede imagini

Camera de termoviziune testo 890 oferă o calitate

componente electronice sau departe obiecte de măsurare la

excepțională a imaginii pentru cele mai înalte cerințedistanță, de ex pe instalațiile industriale, pot fi înregistratetermografice. Datorită sistemului de măsurare în infraroșuîn condiții de siguranță thermographically în cea mai bunăde înaltă calitate, cu un detector de 640 x 480 pixeli, imagini

calitate a imaginii și de înaltă rezoluție. Chiar și procesele

termice pot fi înregistrate în calitate megapixeli (1290 x 960),

termice pot fi analizate cu precizie a lungul timpului,folosind tehnologia SuperResolution. Acest lucru înseamnăfolosind măsurătorile video de complet radiometrice: toate

că, chiar și cea mai mică măsurătoare de obiecte, cum ar fi

punctele de măsurare ale imaginii termice sunt disponibile,
cu o precizie de pixel, în orice moment.

www.testo.rotesto 890

Informații comandăCamerele de termoviziune testo 890

Cod produs

cameră de termoviziune testo 890 testo SuperResolution intergrat și o lentilă standard (la alegere între lentile standard
de 42°, de 25° sau lentilă telephoto de15°), într-o genată robustă, incluzând software pro (gratuit), card SD, cablu USB,
curea de transport, material textil pentru pentru curățarea lentilelor, alimentator, acumulator Li ion

0563 0890 X1

cameră de termoviziune testo 890 testo SuperResolution intergrat și o lentilă super-telephoto, într-o genată robustă,incluzând software pro (gratuit), card SD, cablu USB, curea de transport, material textil pentru pentru curățarea lentilelor,alimentator, acumulator Li ion, căști0563 0890 X4

Seturi testo 890 cu selecțiede lentile
cameră de termoviziune testo 890 cu SuperResolution integrat într-ogeantă robustă incluzând software-ul pro, card SD, cablu USB, curea detransport, material textil pentru pentru curățarea lentilelor, alimentator,acumulatori Li ion, căști, carcasă pentru lentile, ecran pentru protecțialentilelor, baterie adițională și încărcător rapid. Alegeți între lentile
standard de 42°, de 25° și/sau lentile telephoto de 15°
Part no.
set testo 890 cu două lentile – vedeți mai sus componența setului

0563 0890 X2

set testo 890 cu trei lentile – vedeți mai sus componența setului

0563 0890 X3

set testo 890 cu SuperTele și o lentilă – vedeți mai sus componența setului

0563 0890 X5

set testo 890 cu SuperTele și două lentile – vedeți mai sus componența setului

0563 0890 X6

AccesoriiCod1)(Echipat inițial)Cod produs(Echipat ulterior)inclus în pachet

0554 7806

Ecran special de protecție a lentilelor. Sticlă specială de protecție din germaniu pentru oprotecție optimă împotriva zgârieturilor și a prafului

F10554 0289

Baterie suplimentară. Baterie suplimentară reîncărcabilă lithium-ion pentru prelungirea
timpului de funcționare.

G10554 8852

Încărcător rapid. Încărcător pentru două baterii reîncărcabile pentru optimizarea timpului deîncărcare.

H10554 8851Măsurarea temperaturiilor ridicate de până la +1,200 °C

I12)Măsurarea umidității 3)

E12)

Lentile telefoto interschimbabile 15° x 11°

D12)

Lentile de 25°

O12)

Lentile Super-telephoto 6.6° x 5°

T22)

Modul pentru analiză de proces: Măsurători video complet radiometrice cu funcție deînregistrare

V10554 8902

FeverDetection

J12)Bandă adezivă cu emisivitate cunoscută. Bandă adezivă, de ex. pentru suprafețe reflectorizante (rolă, L.: 10 m, l.:25 mm), ε = 0.95, rezistent la temperaturi până la +250 °C0554 0051

Tehnologie SuperResolution. Îmbunătățește calitatea imaginii cu o clasă, astfel încâtrezoluția imaginii termice este de patru ori mai mare.

1)
2)

Certificate de calibrare ISO;
Puncte de calibrare la 0 °C, +25 °C, +50 °C

0520 0489 4)

Certificate de calibrare ISO;
Puncte de calibrare la 0 °C, +100 °C, +200 °C

0520 0490 4)

Certificate de calibrare ISO;
Puncte de calibrare liber selectabile în intervalul de la -18 la +250 °C

0520 0495 4)

 a comanda inițială, accesoriile sunt incluse în geantă.
L
Vă rugam sa ne contactați.

 onde de umiditate wireless doar în UE, Norvegia,Elveția, Croația, SUA, Canada,S
Columbia, Turcia, Brazilia, Chile, Mexic, Noua Zeelandă, Indonezia.
Per lentile5)
Plus instalare3)4)

testo 890

Date tehnice

Imaginea în infraroșuEchipare camerăRezoluția în infraroșu

640 x 480 pixels

Cameră digitală√Sensibilitate termică(NETD)< 40 mK at +30 °C

Versiune lentile

42° x 32° (Standard)
25° x 19° (lentilă de 25°)
15° x 11° (Telephoto)
6.6° x 5° (Super-telephoto)

Câmp de vizualizare/
distanța de focalizare
minimă (versiune lentile)

42° x 32° / 0.1 m (Standard)
25° x 19° / 0.2 m (25° Lens)
15° x 11° / 0.5 m (Telephoto)
6.6° x 5° / 2 m (Super-telephoto)

Rezoluţie geometrică(IFOV)(versiune lentile)

1.13 mrad (Standard)
0.68 mrad (25° Lens)
0.42 mrad (Telephoto)
0.18 mrad (Super-telephoto)

SuperResolution(pixel / IFOV)(Lens version)

Rata de refresh a imaginii

1280 x 960 pixels / 0.71 mrad (Standard)
1280 x 960 pixels / 0.43 mrad (25° Lens)
1280 x 960 pixels / 0.26 mrad (Telephoto)
1280 x 960 pixels / 0.11 mrad
(Super-telephoto)
33 Hz*

Focalizare

auto / manual

Domeniu spectral

7.5 to 14 µm
3.1 MP / 0.5 m

Prezentarea imaginiiAfișajZoom digitalOptiuni de afișareIeșire videoPaletă de culori

Acuratețe

Măsurare temperaturiînalte - opționalAcuratețe

1- to 3-fold
IR / imagine reală-30 la +100 °C /0 to +350 °C (comutabil)
0 to +650 °C (comutabil)

Laser (clasificare laser 635
nm, Clasa 2)***

fascicul laserFuncție de înregistrare avociiBluetooth****/
căști cu firMăsurare video (prin USB)până la 3 puncte de măsură

Modul pentru analiză deproces/Măsurători video
complet radiometrice cufuncție de înregistrare(√)(√)

InterfațăLabVIEW, descărcarea descrierii interfațăpe pagina de web Testo

Format fișier imagine.bmt, export în .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls

Format fișier video (prinUSB).wmv, .mpeg-1 / Formatul Testo (videocomplet radiometric)

Memoriecard SD 2GB (aprox. 1500 - 2000imagini)Sursă de energie
Tip baterie

Baterie reîncărcabilă Li-ion
interschimbabilă

Durata de operare abateriei

4.5 oreOpţiuni reîncărcare

în instrument / încărcător (opțional)

Mains operation√±2 °C, ±2 % din valoarea măsurată (seaplică valorile mai mari)(±3 °C of m.v. at -30 la -22 °C)

Condiții ambientale+350 to +1200 °C (fără conexiune cu
lentilele super-telephoto)±2 °C, ±2 % of m.v.

Temperatura de stocare

0.01 to 1 / manual

Corectare a transmisiei(atmosferă)√Temperatura de operare-15 °C la +50 °C-30 la +60 °C

Umiditatea aerului

20 la 80 % RH fără condens

Clasa de protecție(IEC 60529)

IP54

Vibrație (IEC 60068-2-6)

2G

Caracteristici fizice
GreutateFuncţii de măsurareAfișarea distribuției umidității prin introducere
manuală

√Măsurarea umidității cusondă de umiditate wireless (transfer automat aldatelor de măsurare întimp real )**(√)

Mod de operare solar

4***√USB 2.0, Micro HDMI
9 (metalic, curcubeu, curcubeu HC, caldrece, roșu-albastru,gri, gri inversat, sepia, Testo)

Emisivitate / temperaturareflectată

Funcţii de analiză

Asistență imagine
panoramică

Stocarea imaginilor
4.3“ LCD touchscreen
cu 480 x 272 pixels

MăsurareDomeniu de măsură

√FeverDetection

Imaginea vizualMărimea imaginii / distanțade focalizare minimă

Tehnologie SiteRecognition(facilitează recunoaștereaimaginilor termice)

1630 gDimensiuni (L x W x H) mm

253 x 132 x 111 mm

Montare pe trepied

1/4“ - 20UNC

Carcasă
Cerințe sistempână la 10 pct de măsurare,recunoașterea punctelor cald/rece,măsurarea până la 5 puncte pe suprafață(Min / Max & medie),Valoarea izotermă și alarmă

În UE și în țările fără restricții de export, în rest 9 Hz
Sonde de umiditate wireless doar în UE, Norvegia, Elveția, Croația, SUA,Canada, Columbia, Turcia, Brazilia, Chile, Mexic, Noua Zeelandă, Indonezia*** cu excepția USA, China și Japonia**** Opțiune Bluetooth doar EU, Norvegia, Elveția, USA, Canada, Colombia,Turcia, Japonia, Rusia, Ucraina, India, AustraliaABS

PC software
Windows 10, Windows Vista,
Windows 7 (Service Pack 1), Windows 8,
interfață USB 2.0

Standards, tests
Directă EU√ inclus în livrare

2004 / 108 / EC(√) opțional

testo 890

Comparație produse

testo 890

Rezoluție IR

testo 890 Set

640 x 480 pixeli

Sensibilitate termică (NETD)< 40 mK

Domeniu de măsură a temperaturii-30 to +650 °C

Rata de refresh a imaginii

0981 8854/msp/I/01.2020

Caracteristici

33 Hz*

Tehnologie SuperResolution√√

Lentile de 25° x 19°

(√)

(√)

Teleobiectiv cu lentile interschimbabile 15° x 11° *****(√)√

Lentile super-telefoto 6.6° x 5° *****(√)√

Focalizare automată√√Domeniu de măsură până la 1,200 °C

(√)

(√)

Asistență pentru imagine panoramică√√Tehnologia SiteRecognition(facilitează
recunoașterea imaginilor termice)√√

Laser marker**√√Afișarea distribuției umidității de suprafață(prin introducerea manuală)√√Măsurarea umidității cu sondă de umiditate wireless(transferautomat al valorilor măsurate în timp real)***

(√)

(√)

Interfață HDMI√√

FeverDetection

(√)

(√)

Modul pentru analiză de proces. Măsurători videocomplet radiometrice cu funcție de înregistrare(√)(√)Înregistrare vocală utilizând setul cu cască****√√Mod solar√√

Ecran pentru protecția lentilelor(√)√

Baterie adițională(√)√Încărcător rapid(√)√√
inclus în livrare(√) opțional*
În UE și în țările fără restricții deexport, în rest 9 Hz** cu excepția SUA, China și Japonia*** Sonde de umiditate wireless doar înUE, Norvegia, Elveția, Croația, SUA,Canada, Columbia, Turcia, Brazilia,Chile, Mexic, Noua Zeelandă,Indonezia**** Opțiune Bluetooth doar EU, Norvegia,Elveția, USA, Canada, Colombia,Turcia, Japonia, Rusia, Ucraina,India, Australia Ukraine, India, Australia***** în funcție de setul ales

www.testo.com