3

吸引が終ったら一般医療機器 特定保守管理医療機器／一般的名称：真空吸引器／医療機器届出番号：27B1X00013000001／販売名：フィットフィックス

吸引源を OFF にして、各々のインレットエルボ⑨⑪をインレット（白）【患者側】⑩に接続して内部を密閉した後、プランジャー⑮を 90°回転させ、押し込むと凝固剤が落下します。内部が凝固していることを必ず確認し、バッグタイプをキャニスターから取り出し、医療廃棄物として処理してください。
（ほとんどの排液は約 1 時間で凝固します。）

押す
90°回転
プランジャー⑮

注意・ 排出型のバッグタイプに凝固剤ユニットを装 着して使 用する場合は、バッグタイプをキャニスターから取り出す際や持ち運ぶ際に、凝固剤ユニットのみを持たないでください。凝固剤ユニットからのバッグタイプの脱落や、それに伴う排液漏出の原因になります。
・ バッグタイプ排出型で排液を排出する場合は、バッグタイプ排出型をキャニスターから引き抜いて排液を排出してください。排液が飛散する恐れがありますので、ゴム手袋、マスク、ゴーグル等の保護具を必ず着用し、十分注意して作業を行ってください。

密閉するFFキャスターセットバッグ用（H・L）
取扱説明書

インレットエルボ（白又は赤）⑨⑪

この度は、FFキャスターセットバッグ用（H・L）をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本製品をご使用する際には、必ずこの取扱説明書をお読み頂き、お取り扱いくださいますようお願い致します。

使用上の注意1. 本製品は専門の教育を受けた者のみが使用すること。
2. 本製品を使用する前には、必ず表示事項及び取扱説明書を熟読し、その内容を熟知すること。
3. 本製品を使用目的以外の用途には使用しないこと。
4. 医療ガス配管設備 JIS T 7101に規定する吸引供給装置以外には接続しないこと［陽圧やその他の配管に接続すると患者、使用者及び装置に損傷を与える、又は性能が変化する可能性がある］。
5. 使用する流量及び圧力に関しては、術法、対象部位、大きさ、患者の体格と年齢、使用者の経験及び技法を勘案して行うこと。
6. レギュレータ及び貯溜容器並びに先端具等は、使用前に磨耗や亀裂がないか、又は著しい劣化がないか点検すること［排液の漏れ、又は飛散による周囲環境汚染の恐れがある］。
7. 使用前にレギュレータ部及び廃液貯溜部並びに各ホースや先端具等の接続状態、更に医療ガス配管設備との接続状態の点検を行い、本製品が正常に作動することを確認すること。
レギュレータ部及び廃液貯溜部並びに各ホースや先端具等を再セットアップした場合も同様に、正常に作動することを確認すること。
8. 使用中に異常を感じた時は、使用を中止すること［排液の漏れ、又は飛散による周囲環境汚染の恐れがある］。
9. アルコール等の有機溶媒を吸引しないこと［フローストッパーからの排液漏れや、凝固不良の原因になる］。
10. 過貯溜防止装置（フローストッパー）が作動するまで吸引しないこと。
11. 過貯溜防止装置（フローストッパー）が作動して吸引が停止した場合、そのまま放置せず速やかに医療配管設備の供給状態を停止し、貯溜容器を交換すること［ボトル又はバッグに高い圧力が負荷され破損の恐れがある］。
12. 使用後はインレットエルボをインレットに確実に接続し、貯溜容器を密閉すること。
13. レギュレータの操作において無理な力を掛けないこと。
14. 吸引圧力の調整に際しては患者側に吸引圧がかからないように吸引チューブを閉塞し、開閉バルブを「OPEN」側にしてから、圧力調整ノブを回して吸引圧を調整すること。
※レギュレータ RG-200 の場合吸引圧を調整する際、圧力調整ノブの回転ロックを外すこと。
15. 使用中に圧力調整ノブに接触した場合は使用を一旦中止し、吸引圧を再設定の上、使用すること。
※レギュレータ RG-200 の場合レギュレータの圧力調整ノブの誤回転防止のため、吸引圧力の調整時以外は圧力調整ノブに回転ロックをかけておくこと。
16. レギュレータの異常、吸引力の低下、誤吸引においてレギュレータを汚損した場合又はレギュレータに落下などによる衝撃を与えた場合には直ちに使用を中止し、弊社担当者まで連絡すること。
17. 使用後、持ち運ぶ際にはバッグ、ボトル本体を持つこと［チューブ等を持って運ぶと接続部が外れ容器内の排液が飛散する恐れがある］。
18. 使用後は院内の「廃棄物処理規定」に従って処理すること。
19. 使用後に排液を排出する場合（排出型のみ）
は、ゴム手袋、マスク、ゴーグル等の保護具を必ず着用すること［排液が飛散する恐れがある］。
20. 本製品を採血用吸引器として、絶対に使用しないこと。

ふたまた等の同時使用は絶対に避けること。
21. 一つの医療ガス配管設備では一つの吸引を行い、必ず先端に適切な先端具を接続して使用すること。
22. 吸引チューブは直接患者に適用せず、
23. レギュレータ及び貯溜容器を取り替える場合、必ず医療配管設備の供給状態を停止し、その後接続を切ること。
次の事項に注意すること。
24. 本製品を設置するときには、イ . 水のかからない場所に設置すること。
ロ . 温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分等を含んだ空気等により、悪影響の生じるおそれのない場所に設置すること。
ハ . 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
ニ . 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。
25. 本製品を使用する前に次の事項に注意すること。
イ . レギュレータ及び貯溜容器並びに各チューブや先端具等の接続状態、更に医療ガス配管設備との接続状態等の点検を行い、本製品が正常に作動することを確認すること。
ロ . チューブ類の取り外しに際しては、無理な力を掛けないこと。
ハ . 凝固剤及び過貯溜防止装置（フローストッパー）の水濡れに注意すること。
26. 本製品の使用後は次の事項に注意すること。
イ . 定められた手順により、開閉バルブ、圧力調整ノブ等を使用前の状態に戻した後、医療ガス配管設備の供給状態を停止し、その後接続を切ること。
ロ . チューブ類の取り外しに際しては、無理な力を掛けないこと。
ハ . 塩素系殺菌剤は注入しないこと［凝固を妨げる恐れがある］。
27. 本製品が故障したときは、修理専門業者若しくは弊社に依頼すること［不完全な修理は正常な機能や安全の保障ができないため］。
28. 消耗品は弊社純正部品を使用すること［不完全な部品の交換は正常な機能や安全の保障ができないため］。
［正常に作動しなくなる恐れがある］。
29. 本製品の分解・改造は絶対にしないこと
30. キャニスターやレギュレータはアルコール等の有機溶媒で清拭しないこと。
31. 本製品は室温で使用すること。
［ガラス面が破損する恐れがある］。
32. レギュレータの真空計には衝撃を加えないこと（微量ボトル）はファイナルボトルとしての使用はしないこと。
33. ボトルタイプの排出型
34. 貯溜バッグ、貯溜容器を取り出す際は、レギュレータの突出部等に引掛けて落とさないように注意すること。
35. レギュレータの目盛は正面から読み取ること。
配管保護装置（フローストッパー）を装着すること。
吸引
36. 万一の吸引配管汚染防止のため、が弱くなったら、配管保護装置を交換すること。
スパナ 2 本を使用して固定すること。
37. レギュレータを専用架台に取り付ける際は、38. 貯留バッグ及び貯留ボトルの EOG 滅菌やオートクレーブ及びウォッシャーステリライ
ザーによる熱湯消毒等は避けること。
（温度 50℃以下、湿度 75％39. キャニスター又はチューブ類を滅菌する場合は、EOG 滅菌
RH 以下）以外は行わないこと。
40. 貯留バッグは弱い材質でできているので、開封時の刃物による破損に注意すること。
41. 貯留容器に横から衝撃を与えないこと。

■規格

品番品名
構成品
DKI-FF707H FFキャスターセットバッグ用H キャスター単体（H）＋キャニスター2L×4
DKI-FF707L FFキャスターセットバッグ用L キャスター単体（L）＋キャニスター2L×4■セット内容キャニスターキャスター

医療機器届出番号：27B1X00013000001■オプション（別売品）-60-40-80-20Hi-1000Lo

配管保護装置（フロ−ストッパ−）
レギュレータ架台

三方活栓

医療機器届出番号：
27B1X00013000001

レギュレータ
医療機器届出番号：27B1X00013000001

川重・セントラルユニ式（ピン式）

樹脂製ニップル（灰色）アムコ式（シュレーダ式）

配管アダプター

1309B ＜社内管理番号：0600450201＞

ボール弁付ニップル耐圧チューブ

シリコンチューブ

1〈3連結＋1本単独吸引の例〉

組立手順

上部から見た配置図

1. キャニスターをホルダー①の位置へ装着してください。
このとき、上部から見てステイ②の左側にファイナルのキャニスターを装着してください。
（下図参照）

キャニスター P（プレ）
3キャニスター F（ファイナル）キャニスター P（プレ）
2キャニスター P（プレ）
1
配管アダプター⑥（別売品）

キャニスター P
（プレ）
3

ホルダー①

キャニスター F（ファイナル）A

ステイ②
ステイ

キャニスター P（プレ）2

キャニスター P（プレ）1
三方活栓（金属）⑬（別売品）

キャニスター F（ファイナル）キャニスター P（プレ）3

配管アダプター⑥（別売品）

2
ステイ②

ボール弁付
ニップル④

エルボ
配管保護装置（フローストッパー）（別売品）

吸引配管へファイナルのキャニスターを別途用意することで、2方向からの吸引を行うことが可能になります。
次頁に3連結＋1本単独吸引の例を図示しますが、詳しくは最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

レギュレータ（別売品）

ナット

レギュレータシリコンチューブ
（別売品）

スパナ

〈バッグタイプを装着します〉
プレのバッグタイプ⑦はプレのキャニスター（底面に のシールを貼付）、ファイナルのバッグタイプ⑧はファイナルのキャニスター（底面に のシールを貼付）に突起部分を外側に向けて入れ、キャニスター内にバッグタイプをしっかりと押し込んでください。このとき、バッグタイプが正しく装着されていないと吸引漏れの恐れがあります。

バッグタイプ間を図のように、プレのバッグタイプ⑦に付属しているインレットエルボ（白）⑨をインレット（白）【患者側】⑩に接続して連結してください。
ファイナルのバッグタイプ⑧のインレットエルボ（赤）⑪はキャニスターの接続口（透明）【赤シール貼付】⑫ に接続してください。

プレのバッグタイプ⑦

インレットエルボ（白）⑨プレのバッグタイプ⑦

注意・ 使用しないキャニスターにもバッグを装着しておいてください。
・ 必ず の表示のキャニスターにはプレのバッグタイプ⑦を、の表示のキャニスターにはファイナルのバッグタイプ⑧を装着してください。 ・ を間違えると、吸引配管、フィットフィックスレギュレータの汚損、詰まり、故障等の原因になります。
・ バッグタイプをキャニスターに装着するときは、インレットエルボ（白⑨または赤⑪）をインレット（白）【 患者側】⑩から外し、バッグをしっかりと伸ばしてからキャニスターに装着してください。

インレット
インレット
エルボ
エルボ
プレの（白）⑨（白）⑨
バッグタイプ⑦

インレット（白）【患者側】⑩インレット（白）【患者側】⑩キャニスター P（プレ）
1

レギュレータ架台

ファイナルのバッグタイプ⑧
フローストッパー⑭

患者側の吸引チューブへレギュレータ架台（ビス 4 本で固定）組立時の注意事項

吸引操作〈バッグタイプを連結します〉〈レギュレータ（別売品）を使用する場合〉
FF キャスター架台セット（別売品）［品番 DKI-FF794K・A］（レギュレータ架台＋シリコンチューブ 50cm＋配管アダプター）と、レギュレータを図のように使用することで吸引圧を調整することが可能になります。詳しくは最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

配管保護装置（フローストッパー）（別売品）

配管保護装置（フローストッパー）（別売品）

耐圧チューブ⑤（別売品）

樹脂製ニップル（灰色）③（別売品）

キャニスター P キャニスター P（プレ）2（プレ）1

キャニスター F（ファイナル）B

キャニスター F（ファイナル）B

キャニスター P（プレ）
1

2. ステイ②に、別売の樹脂製ニップル（灰色）③またはボール弁付ニップル④を固定し、キャニスターを右図の様に接続してください。
万一の吸引配管汚染防止のため、配管保護装置（フローストッパー）を装着してください。
樹脂製ニップル（灰色）③またはボール弁付ニップル④の上部に、耐圧チューブ⑤（別売品）と配管アダプター⑥（別売品）を接続してください。

レギュレータ架台にレギ
ュレータを取り付ける際は、図のようにスパナを2本使用して固定してください。

耐圧チューブ⑤（別売品）
ステイ（三方活栓取付位置）

キャニスター P（プレ）
2

キャニスター F（ファイナル）A

キャニスター P（プレ）
1

上部から見た配置図

キャニスター F（ファイナル）キャニスター P（プレ）
2インレット（白）【患者側】⑩キャニスター P（プレ）
2インレットエルボ（赤）⑪インレット（白）【患者側】⑩キャニスター P（プレ）
3キャニスター F（ファイナル）キャニスターの接続口（透明）【赤シール貼付】⑫※図は凝固剤ユニットとの一体型ですが、排出型でも連結は同様です。

スパナ

注意
樹脂製ニップル（灰色）③（別売品）

・ 患者側の吸引チューブをファイナルのキャニスターの接続口(透明)【赤シール貼付】⑫へ直接差し込まないようにしてください。誤接続によるレギュレータの汚染や吸引配管の詰まりの原因になります。
・ 吸引量が一杯になるとフローストッパーが働き、自動的に吸引がストップしますが、ファイナルのキャニスターの一番上の目盛まで吸引しないよう注意してください。万一フローストッパー⑭まで吸引した場合、排液が逆流する恐れがありますので、患者側吸引チューブをクランプしてから、次頁の処理を行ってください。
・ アルコール等の有機溶媒を吸引しないでください。フローストッパー⑭からの排液漏れや、凝固不良の原因になります。