ANALYSEUR DE QUALITÉ DE L'ALIMENTATIONKEW 6315
Enregistrement simultané des mesures de qualité de puissance,

L'outil parfait pour l'économie d'énergie et le contrôle de laqualité de l'énergie.

llMesure de la puissance simultanée & de laQualité de l'alimentation
La puissance, les harmoniques, la forme d'onde et laqualité de la puissance sont enregistrées dans tous lesCH. (Tension : 3ch, courant 4ch)
Fonctions de support utiles
Guide de démarrage rapide, vérification de câblage et détection de capteur pour une mesure simple et fiable

Mesure avec haute précision
Précision garantie :±0,3%rdg (énergie),
			±0.2%rdg (tension/courant)
Conforme à la norme internationale
CEI 61000-4-30 Classe S et norme européenne EN 50160

llll

Surveillance à distance sur PC et appareil Android™
Le contrôle à distance des mesures en temps réel est possible via la communication Bluetooth®. Les données enregistrées peuvent être enregistrées
dans la carte SD fournie.
Le rapport EN 50160 peut être généré après mesure par un logiciel PC.
Divers capteurs de courant de serrage
Différents types de colliers et de capteurs flexibles sont disponibles :1 000mA portée jusqu'à 3 000A portée et mesures de fuite de la TerreContrôle de la consommation d’énergie sur site
Graphiques de tendance et de demande pour une reconnaissancefacile.

lÉcran couleur TFT haute résolution

lCEI 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1 000V

Enregistrement simultané de toute la puissance et de laqualité de l'alimentation avec un fonctionnement facile
Guide de démarrage
rapideDémarrage duguideFacilement et en toutesécurité démarre
l'enregistrement

Se connecter aucircuitContrôle decâblage

Touche START/STOP à simple pression pourle Guide de démarrage rapide fournissant desguides de configuration faciles.

Sélectionner unintervalle

Définir l'heured'enregistrement

Impression écranAlimentation & Énergie Cette fonction prend une photo en couleur de l'écran d'affichage etl'enregistre comme fichier BMP. Utile pour la création de rapports.

Valeur instantanée

Liste

Démarrer
l'enregistrement

Zoom (8 fractionnements)

Zoom (4 fractionnements)

 Mesure instantanée / moyenne / min / max pour la tension, lecourant, la puissance active / réactive / apparente, la cosinus etla fréquence de ligne sur un seul écran.
 Le temps d'enregistrement de ces paramètres peut être réglé de1 seconde à 2 heures en plusieurs étapes.
Tendance Tendance de tous les paramètres principaux et fonctions dezoom personnalisées.
 Fonction pour définir la taille des banques de condensateurs del'unité de correction PF.

Valeur d'intégration
 L'affichage listera l'énergie active / réactive / apparente au total
et pour chaque phase consommée (ou générée en cas de cogénération comme les panneaux solaires, etc).
 Le temps écoulé est également affiché sur le même écran.

DemandeMesure

Modification d'une période spécifique

Modification de la demande Pour soutenir le contrôle de la demande, la consommation d'énergie actuelle et lavaleur estimée sont affichées sur un graphique tout en enregistrant la valeur de la
demande maximale et le temps écoulé.

Qualité de l'alimentation
Événement
Mesure les surtensions / chutes / interruptions/ transitoires et les courants d'infiltration qui
peuvent indiquer un système de distribution
de l'alimentation faible. De tels phénomènes
peuvent endommager ou réinitialiser les dispositifs. KEW 6315 peut capter des enflures/ trempements / interruptions et des courants
d'irruption basés sur un demi-cycle (10ms @50Hz ou 8,3ms @ 60Hz) Vrai RMS.
Toutes les données nécessaires sont affichées en appuyant sur une touche.

Vérification du vecteur et du câblage PuitsVecteur

Contrôle de câblage

Vecteur idéal

 Peut afficher la tension et le courant par vecteur par CH et aussi le rapport de déséquilibre.
 La fonction de vérification du câblage confirme la connexion et affiche le vecteur idéal(dans le coin inférieur gauche) selon le système de câblage sélectionné, et affiche leserreurs de connexion.

La houle est une augmentation instantanée de la tension, la plupart
du temps causée parune panne de ligneélectrique en amontou par l'arrêt d'une
grande charge oul'allumage d'un grandcondensateur.

ANALYSEUR DE QUALITÉ
DE L'ALIMENTATIONKEW 6315
Mesures en temps
réel et à distance

Logiciel Windows pour l'analyse et leparamétrage des données via un port USB Création automatique de graphiques et de listes à partir de données
enregistrées.
 Gestion centralisée des données de paramétrage et enregistréesacquises à partir de plusieurs périphériques.
 Les données peuvent être exprimées en pétrole
brut et aleurs équivalentes de CO2 dans le rapport.

 Les mesures peu-Conditions système OS：Windows® 11/10
 Affichage : XGA (résolution 1024×768 points) ou plus
 Espace disque requis : 1Gbyte ou plus
 Autre : Avec lecteur de CD-ROM et port USB,		.NET Framework (4.6.1 ou version ultérieure)* Windows® est une marque déposée de Microsoft aux États-Unis.

vent être affichéesgraphiquement sur lesappareils Android™
ou PC en temps réel
via la communication
Bluetooth®.

for POWER QUALITYANALYZER

KEW 6315

Copyright
KYORITSU ELECTRICAL
INSTRUMENTS WORKS, LTD.
2013

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD. Japan

www.kew-ltd.co.jp

D’énergie Affiche la tension et le courant
sur chaque Ch par forme d'onde.
 Les échelles de l'axe tension/courant et de l'axe temps sontsélectionnables, et aussi lafonction pleine échelle pour lamise à l'échelle automatique
est disponible.

Terminal USB
Terminal de sortie numérique Sortie du collecteur ouvert (1ch)Analyse harmonique

Terminal d'entrée analogique 2ch DC100mV / 1 000mV, 10V. Pour enregistrer
des paramètres supplémentaires (p. ex. Lux,température, humidité, etc.)

GraphiqueInterface de carte SD

Liste Les cartes SD jusqu'à 2GB peuvent être utilisées Affichage graphique des composants harmoniques
jusqu'au 50ème ordre pour la tension, le courant et lapuissance au total et pour chaque phase.

Heure d'enregistrement possible
Lorsque le disque dur SD de 2GB est utilisé : Énumérer le contenu harmonique, la valeur RMS etl'angle de phase de chaque ordre.

Intervalle
1s
1min.
30min.

 Peut analyser les courants harmoniques qui
peuvent contribuer à endommager les banquesde condensateurs pour la correction de PF, lestransformateurs de surchauffe / conducteurs neutres /câbles, le déclenchement indésirable des briseurs.

 Plonger
Le creux, à l'opposé d'une houle, est une diminution
instantanée de la tension, la plupart du temps causéepar l'allumage d'une grande charge, par exemple desmoteurs ou par une panne de ligne électrique en aval.
 Interruption
L'interruption est une ligne électrique coupée de toutesource d'alimentation. Il peut être causé par une
panne dans une ligne d'alimentation, ce qui provoquel'ouverture du train de commutation.
 Transients/surtension (impulsion)
Transient est une augmentation de tension très rapide etmomentanée qui peut endommager gravement les appareils connectés à une ligne électrique. Il peut être causépar des événements de commutation électrique tels que
les contacts instables des relais, le déclenchement desdisjoncteurs mais aussi par l'éclaircissement. KEW 6315
peut capturer des transitoires à partir de 24 μs.
 Courant
Le courant d'accélération est un courant d'accélération
qui se produit lorsque les moteurs, les charges
d'impédance élevées ou faibles sont activés.
Le courant se stabilisera dès que la charge aura atteint
les conditions normales de travail.

article RECAlimentation
13jours
1an ou plus
10ans ou plus

+Harmonies
3jours3mois
7ans ou plus

Les données sur les événements de qualité del'alimentation ne sont pas considérées pour estimer letemps d'enregistrement possible. Le temps maximum
possible sera raccourci en enregistrant ces événements.

FlickerConçu pour répondre à la norme CEI 61000-4-15
Le scintillement est un phénomène qui donne une impression d'instabilité de la sensation visuelle induite parles changements périodiques de tension causés par lescharges fluctuantes lors de l'utilisation : four à arc, soudeur par points, grue, pelle, etc.

ListeGraphique de tendance Affiche Pst (1min) sur un graphique de tendances.

* Les produits ayant des fonctions de communication sont réglementés dans certains pays. Veuillez nous contacter pour l'achat. KEW 6315 est également disponible avec la fonction de communication Bluetooth de type désactivé.

Accessoires facultatifs
Capteur de serrage du courant de charge
MODEL 8128

MAX50A

φ24MODEL 8127

MAX100A

MODEL 8126

MAX

φ24200A

φ40

Capteur de serrage flexible du courant de charge
MODEL 8125

MAX500A

φ40

KEW 8135

MODEL 8124

MAX1 000A

MAX30A

φ24MAX

70A

φ40

MAX

100A

KEW 8133

φ68

Capteurs de fuite et de courant de charge Alimentation élec- Sacoche de transtrique adaptateur port avec aimant
KEW 8146 KEW 8147 KEW 8148
MODEL 8312

KEW 8130

MODEL 9132

φ68MAX50A

MAX

φ75

1 000A

φ110

MAX3 000Aφ170

Avant de vous connecter aux capteurs KEW 8133 ou KEW 8135,vérifiez que la version interne du microprogramme est postérieure àcelle indiquée dans le tableau ci-dessous.
MODÈLEVersion du microprogramme

KEW 8133

V1.50 ou version ultérieure

KEW 8135

V3.00 ou version ultérieure

La dernière version du microprogramme est disponible sur notre site.

* 8146/8147/8148 peut mesurer jusqu'à 10A

La porte du tableau de distribution peut êtrefermée pendant la mesure ?
KEW 6315 facilite les essais en toute sécuritégrâce à sa conception extrêmement compacteet à deux accessoires en option attrayants :un étui avec aimant (9132) pour l'attacher auxcôtés des boîtiers métalliques et un adaptateurd'alimentation (8312) qui prend la puissance del'instrument à partir de l'alimentation mesurée.

Kitsphoto : 6315-03

KEW 6315-01

KEW 6315-03

KEW 6315-04

KEW 6315-05

KEW 6315 × 1
MODEL 8125(500A) × 3
Sac de transport : MODEL 9125

KEW 6315 × 1
KEW 8130(1 000A) × 3
Sac de transport : MODEL 9135

KEW 6315 × 1
KEW 8130(1 000A) × 4
Sac de transport : MODEL 9135

KEW 6315 × 1
KEW 8133(3 000A) × 3
Sac de transport : MODEL 9135

Spécification
Puissance active

Connexions de câblage

1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W

Mesures et paramètres

Tension, Courant, Fréquence, Puissance active, Puissance réactive, Puissance apparente,Énergie active, Énergie réactive, Énergie apparente, Facteur de puissance (cosθ),
Courant neutre, Demande, Harmonies, Qualité (houle/creux/interruption,Transitions/surtension, Courant d'accélération, Taux de déséquilibre),Calcul de capacité pour l'unité de correction PF, Papillotement

Tension (RMS)

Précision±0,3%rdg±0,2%f.s. + précision du capteur de serrage(facteur de puissance 1, onde sinusoïdale, 40 à 70Hz)

Influence du facteur depuissance±1,0 %rdg (lecture au facteur de puissance 0,5 contre le facteur de puissance 1)

Plage de compteurs de fréquence

40 à 70Hz

Source d'alimentation (ligne AC)

AC100 à 240V / 50 à 60Hz / 7VA max

Plage

600,0/1 000V

Source d'alimentation (batterie DC)

Batterie alcaline AA LR6 ou Ni-MH (HR15-51)×6
Autonomie d'environ 3 h (LR6, rétroéclairage OFF)

Mémoire interne

Mémoire Flash (4MB)

Précision

Plage de 600,0V : (onde sinusoïdale 40 à 70Hz)
10 à 150% contre 100V ou plus de V nominal : Nominal V±0,5%Hors plage : ±0,2%rdg±0,2%f.s.
Plage 1 000V : ±0,2%rdg±0,2%f.s. (onde sinusoïdale de 40 à 70Hz)

Interface de carte PC

Carte SD (2GB)Interface de communication

USB, Bluetooth®

Affichage

320×240(RGB)Pixel, 3,5 pouces couleur TFT de l’affichage

Afficher la période de mise à jour

1sEntrée autorisée

1 à 120% de chaque plage (rms). 200% de chaque plage (crête)Portée d'affichage

0,15 à 130% de chaque plage

Facteur de crête

3 ou moins

Vitesse de prélèvement
de la tension transitoire

24μs

Plage de température et d'humidité 23±5 °C, humidité relative 85% ou moins (sans condensation)
Température de fonctionnement
et plage d'humidité
Température de stockage etplage d'humidité
Normes applicables

courant (RMS)
Plage

8128
8127
8126
8125
8124
8146/8147/81488130
8133
8135

(type 50A)
(type 100A)(type 200A)(type 500A)(type 1 000A)(type 10A)
(type 1 000A)(type 3 000A)(type 50A)

5 000mA/50,00A/AUTO
10,00/100,0A/AUTO
20,00/200,0A/AUTO
50,00/500,0A/AUTO
100,0/1 000A/AUTO
1 000mA/10,00A/AUTO
100,0/1 000A/AUTO
300,0/3 000A/AUTO
5 000mA/50,00A/AUTO

Précision±0,2%rdg±0,2%f.s.+précision du capteur de serrage (onde sinusoïdale, 40 à 70Hz)

Entrée autorisée

1 à 110% de chaque plage (rms). 200% de chaque plage (crête)Portée d'affichage

0,15 à 130% de chaque plage

Facteur de crête

3 ou moins

0 à 45 °C, humidité relative 85% ou moins (sans condensation)-20 à 60 °C, humidité relative 85% ou moins (sans condensation)
CEI 61010-1

CAT IV 300V / CAT III 600V /CAT II 1 000V Degré de pollution 2
CEI 61010-2-030, CEI 61010-031, CEI 61326, EN 50160
CEI 61000-4-30 Classe S, CEI 61000-4-15, CEI 61000-4-7

Dimension / Poids

175 (L) × 120 (L) × 68 (P) mm / Environ 900g

Accessoires

7141B (ensemble de câbles d'essai de tension), 7170 (cordon d'alimentation[EU]) ou
7240 (cordon d'alimentation[UK]),7219 (câble USB), 8326-02 (carte SD [2GB]),
9125 (sac de transport pour KEW 6315, KEW 6315-01)
9135 (sac de transport pour KEW 6315-03, KEW 6315-04, KEW 6315-05),
Plaque d'entrée×6,
KEW Windows for KEW6315 (logiciel),
Manuel rapide, pile alcaline AA (LR6)×6
8124, 8125, 8126, 8127, 8128 (capteur de serrage de courant de charge),
8130, 8133, 8135 (capteur de serrage flexible),
8146, 8147, 8148 (capteur fuite et de serrage de courant de charge),
8312 (Adaptateur d'alimentation), 9132 (Sac de transport avec aimant)

Accessoires facultatifs

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
Android™ est une marque déposée de Google Inc.

Avertissements desécurité:

Veuillez lire les "Avertissements de sécurité" dans le mode d'emploi fourni avec l'instrument totalement et complètement pour savoir commentl’utiliser correctement. Le non-respect des règles de sécurité peut mener à un incendie, un problème, un choc électrique, etc. Par conséquent,assurez-vous de faire fonctionner l'instrument avec une alimentation électrique et une tension correctes indiquées sur chaque instrument.

Pour les demandes de renseignements ou les commandes:

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152

Cette brochure a été produite en septembre 2024. Le contenu de cette brochure peut être modifié sans préavis.

LC_6315_4_1_Jan24_AD_fr