2018 年度日本分析化学会 学会賞受賞者

片

山

佳

樹

氏

Yoshiki KATAYAMA九州大学大学院工学研究院 教授

1960 年 2 月 21 日大阪市堺市に生まれる。1982 年鹿児島大学工学部卒業，1987 年 3 月九州大
株 同仁化学研究所主任研
学大学院工学研究科博士移行期課程修了。工学博士。1987 年 4 月より究員，その間 1989 1991 年英国王立医学研究所客員研究員，1996 年 4 月九州大学大学院工学研
究科助教授，1998 2000 年，2002 年同大学工学研究院教授。2014 2017 年先端融合医療レドッ
クスナビ研究拠点長，2016 年より台湾中原大学客員教授，2018 年より大学院システム生命科学
府長兼任。本学会九州支部長，理事を歴任。現在，分析試薬研究懇談会委員長。2015 年日本化学会学術賞受賞。趣味は，読書，イラスト，歩くこと。

【業

績】

診断・創薬のための細胞シグナル測定法に関する研究

らキナーゼ活性を迅速に評価できることを示した。加えて，これらのアッセイ法を用いて標的キナーゼの阻害剤をハイスルー
プットに探索可能であることも示した。さらにこの概念におけ片山佳樹君は，細胞シグナルに関する種々の測定技術を開発

るポリアニオンとしてレポーター遺伝子を用いることで，生物するとともに，それらを用いた新規な診断法や薬剤スクリーニ

個体内の標的キナーゼ活性を可視化することにも成功した。例

ング法の基礎概念を構築するなど優れた業績を挙げている。以

えば前述の PKCa 活性を対象として，悪性がん特異的な可視下の同君の業績を要約する。

化に成功した。

1. 細胞内キノーム解析用マイクロアレイ1)～14)

3. 細胞膜抗原の超高感度分析法29)～30)

細胞内情報伝達系はあらゆる細胞機能を創り出す極めて複雑細胞の種類や機能を知るための直接的な指標である膜抗原をな酵素ネットワークである。従って，それに関わる諸酵素の活定量的に検出するにはフローサイトメトリーが有効であるが，性変化をプロファイリングできれば，細胞機能を表現する直接検出には発現量が細胞あたり数千個以上必要である。一方，膜的な指標になり得る。そこで同君は，このネットワークの最も抗原の 65 ％ は発現量が千コピー以下であり，現状ではほとん

普遍的かつ重要な酵素群であるプロテインキナーゼ類の活性をどの有効な膜抗原は検出対象となっていなかった。同君は，こ網羅的にプロファイルできるマイクロアレイを開発した。すなの問題を解決するため，加水分解酵素により水溶性から細胞膜

わち表面化学や固定化方法を最適化して多くのプロレインキ

移行性に変化する新規分子プローブを開発した。標的膜抗原にナーゼに対する基質ペプチドを固定化して，基板上で細胞破砕

対する抗体に加水分解酵素を標識することで，酵素によりプ

液中の種々のキナーゼの活性変化を定量的に評価することに成ローブは細胞膜に分配して速報拡散しつつ細胞内に取り込まれ功した。同君は，このマイクロアレイを制がん剤の耐性メカニることで，大幅に増感することに成功し，従来法では検出が困

ズム解析にも適用し，分子標的薬であるイレッサを用いて，投難であった膜抗原を明確に検出定量できることを明らかにし，

薬前診断，および耐性がんにおける耐性発現に関わる未知のシ

普遍的ながんコンパニオン診断の可能性を示した。

グナルパスウェイの同定にも有効であることを示した。さらに，ペプチド基質が設計不可能なキナーゼに対するタンパク基

以上，片山佳樹君は，診断対象や，創薬対象に対し，細胞シ質の適用のため，遺伝子改変した大腸菌由来のコヘーシンと，グナルと言う切り口から独創的なアイデアによって独自の分析

これに特異的に結合する Dock タグを利用する新規タンパク固概念を種々創製した，それによって，これまで適用が困難で定化法を開発し，変性せず，配向も揃えてタンパクを固定化すあった種々の診断や薬剤スクリーニングを可能とした。これら

ることに成功し，タンパク基質とペプチド基質を併用したハイの業績は分析化学の発展に貢献するところ大である。

ブリッドアレイにより，薬物投与に伴う細胞シグナルの変化を〔京都大学大学院薬学研究科

石濱泰〕

正確に追跡できるキノームマイクロアレイを実現した。

2. 特定のキナーゼ活性を迅速・簡便アッセイ15)～28)
疾患や薬物標的に関わる特定のプロテインキナーゼの活性を簡便・迅速に評価できる種々のアッセイシステムを開発している。まず，金ナノ粒子がカチオン性のペプチドで非常に鋭敏に凝集する現象を見いだし，ペプチドが標的キナーゼでリン酸化されると凝集が抑えられることで，色調変化で標的キナーゼ活性を評価できるシステムを開発した。本アッセイをがんの悪性度に依存するプロテインキナーゼ Ca （ PKCa ）を標的として乳がん患者に適用したところ，制がん剤治療後の予後評価が可能であることを実証した。また，蛍光標識基質ペプチドと量子ドットの複合体や，2 種の蛍光基をそれぞれ標識した基質担持型ポリカチオンとポリアニオンで形成される高分子複合体ナノ粒子がリン酸化されると解離することを利用して，蛍光変化かぶんせき  文献1) Anal. Chem., 77, 3979 ('05).
2) Comb. Chem. High T. Scr., 9,
21 ('06).
3) Anal. Sci., 23, 271 ('07).
4) Anal. Biochem., 372,
5) Anal. Chem., 80, 643 ('08).
6) Anal. Biochem.,
106 ('08).
375, 147 ('08).
7) ibid., 375, 223 ('08).
8) J. Biomol. Screen., 14,9) BioSystems, 97, 179 ('09).
10) Comb. Chem. High256 ('09).
T., 13, 777 ('10).
11) Anal. Sci., 27, 13 ('11).
12) Curr. Med. Chem., 20, 4419('13).
13) ibid., 21, 2542 ('14).
14) Anal. Sci., 30, 631 ('14).
15) ChemBioChem, 8, 875 ('07).
16) Anal. Biochem., 373, 161( '08 ) .
17 ) J. Am. Chem. Soc., 130, 14906 ( '08 ) .
18 )Biomacromol., 9, 2301 ('08).
19) J. Control. Release, 139, 133 ('09).
20) Biosens. Bioelectron., 141, 1869 ('10）.
22) Bioconju. Chem., 22, 1526
21) Anal. Biochem., 418, 44 ('11).
('11).
23) Coll. Surf. B, 99, 7 ('12).
24) Anal. Biochem., 424,
25) J. Am. Chem. Soc., 134, 1540 ('12).
26) J. Con130 ('12).
trol. Release, 170, 469 ('13).
27) Bioconju. Chem., 25, 869 ('14).
28) Coll. Surf. B, Biointerface, 160, 60 ('17).
29) Bioconju. Chem.,
25, 2134 ('14).
30) Anal. Chem., 90, 1056 ('18).

329

2018 年度日本分析化学会 学会賞受賞者

渡 慶 次

学

氏

Manabu TOKESHI北海道大学大学院工学研究院応用化学部門 教授

1966 年 5 月 27 日沖縄県沖縄市に生まれる。1997 年九州大学大学院総合理工学研究科分子工財神学専攻博士課程修了（博士（工学））。同年日本学術振興会特別研究員（東京大学），1998年

奈川科学技術アカデミー研究員，1998 年同副研究室長，2004 年同研究室長，同年マイクロ化学
技研株式会社代表取締役， 2005 年名古屋大学大学院工学研究科化学・生物工学専攻助教授，
2007 年同准教授（名称変更），2011 年北海道大学大学院工学研究院生物機能高分子部門教授，
2015 年改組により応用化学部門教授，現在に至る。 2011 年カロリンスカ研究所客員研究員。
2007 年化学とマイクロ・ナノシステム研究会奨励賞，2007 年 Pioneersin

Miniaturisation

Prize，2011 年堀場雅夫賞を受賞。現在，日本分析化学会北海道支部副支部長，日本分析化学会

ナノ・マイクロ分析化学研究懇談会委員長。

【業

績】

機能集積化マイクロ流体デバイスの開発と分析化学への応用
渡慶次 学君は，マイクロ流体デバイスの基盤技術およびその分析・診断応用に関する研究を精力的に推進してきた。微小空間の物理的・化学的な特徴を活かした独自の機能集積化プ
ラットフォーム（機能集積化マイクロ流体デバイス）を提案し，
環境有害物質や生体由来物質を超高速・超微量で分析・診断することのできる様々なマイクロ流体デバイスを開発した。また，マイクロ流体デバイスにおける試料の微量化という利点を活かすには，高感度計測技術が重要であることを認識し，機能集積化マイクロ流体デバイスの開発と同時に独自の高感度計測技術の開発も推進してきた。さらに，これらのデバイスと計測技術の開発は，産学連携・医薬工連携を通して，一部はすでに実用化されており，次世代の分析・診断技術として結実しつつある。以下に同君の主な業績を紹介する。

1. 機能集積化マイクロ流体デバイスの開発1)～18)
同君は， 1990 年後半からマイクロ流体デバイスの研究開発を進め，加工技術，微量流体制御技術，計測技術などの基盤技術を確立し，化学プロセス（化学反応，抽出操作，分離操作，洗浄操作，加熱など）を集積化した機能集積化マイクロ流体シ
ステムを実現してきた。微細加工技術と表面処理技術を駆使して，マイクロ流路内で安定な多層相流を形成させ，複数の化学プロセス（油水の相合流，キレート反応，溶媒抽出，油水の相分離，溶媒抽出，洗浄，逆抽出，洗浄など）を連続流下で行うことを可能した。この手法をコバルトの定量分析に応用し，従来法では数時間を要する煩雑なコバルト分析をわずか 1 分で行うことに成功した。この成果は，マイクロ流体デバイスの可能性を大きく広げたものとして，広く認識されている。免疫分析
機 能 を 集 積 化 し た マ イ ク ロ 免 疫 分 析 デ バ イ ス は ， POCT
（Point of Care Testing）などの医療応用が期待されている。同君は，不均一系および均一系のさまざまなマイクロ免疫分析デバイスを開発し，疾病診断，血中薬物濃度モニタリング，術中診断など，大学病院と共同で実検体を用いた臨床試験を行い，これらのデバイスの有効性を実証した。さらに細胞アッセイ操
作，遺伝子解析操作，全血からの血漿分離操作，タンパク質結晶解析操作，ドラッグデリバリーシステムのための脂質ナノ粒子形成などの機能を集積化したマイクロ流体デバイスを開発した。
2. 高感度計測技術の開発19)～25)
同君は，東京大学で独自に開発された非蛍光性物質の高感度検出器である熱レンズ顕微鏡に着目し，熱レンズ分光法の理論的な裏づけに基づいて，光学系を再設計・最適化することで，液中の非蛍光性分子の 1 分子レベルの定量に成功した。さらに，ファイバー光学系を用いた小型熱レンズ検出器や小型熱レ
330

ンズ・蛍光同時検出器の開発にも成功した。また同君は，マイクロ流路内に構築されたナノ構造体の光回折現象を利用することで，複雑な光学系を用いることなく，無標識の生体由来物質を超高感度に検出できることを実証した。本計測法により，DNA の 1 分子レベルの定量に成功した。さらに，本計測法とDNA の等温増幅法を組み合わせることで，ヒトパピローマウ
イルスと結核菌の特定 DNA 断片の遺伝子増幅の無標識リアル
タイムモニタリングにも成功した。この成果は， DNA 増幅の
無標識リアルタイムモニタリングの初めての例であり，マイク
ロ流体デバイス分野のみならずライフサイエンス分野に大きなインパクトを与えた。また同君は，液晶素子とイメージセン
サーを組み合わせた新しい原理の蛍光偏光計測システムを開発した。本計測法を蛍光偏光免疫分析に応用して，蛍光偏光免疫分析の多サンプル同時測定を実現した。本計測法をオンサイト分析に応用するために，小型蛍光偏光装置の開発にも成功した。その他に金薄膜上に固定化した 1 本鎖 DNA のコンフォ
メーション変化を利用した DNA やタンパク質の無標識検出法なども開発した。

3. 紙 を 部 材 と し た 超 低 価 格 マ イ ク ロ 流 体 デ バ イ ス の 開発26)～30)
同君は，紙を部材とした超低価格のマイクロ流体デバイス（紙デバイス）の基盤技術の確立を目的に，紙の特性評価やポリマーとスクリーン印刷技術を組み合わせた紙デバイス作製法，紙デバイスに適した洗浄法，多項目同時分析を可能とする
画像解析法などを開発した。さらに競合免疫分析を集積化した紙デバイスの開発に成功し，カビ毒産生毒素（アフラトキシンB1）の検出に成功した。
以上，渡慶次学君は，マイクロ流体デバイス分野の応用領域拡大のため，新規性・独創性の高い機能集積化マイクロ流体デバイスや高感度計測技術などを開発し，分析化学分野へ応用展開してきた。これらの研究は，分析化学の発展に貢献するところ顕著なものがある。
〔北海道大学大学院理学研究院 喜多村 〕
文献1) Anal. Chem., 72, 1711 ('00).
2) ibid., 73, 1213 ('01).
3)
ibid., 73, 4037 ('01).
4) Lab Chip, 1, 72 ('01).
5) Anal. Chem.,
74, 1565 ('02).
6) ibid., 74, 1724 ('02).
7) Lab Chip, 4, 328('04).
8) Anal. Chem., 77, 943 ('05).
9) ibid., 80, 2483 ('08).
10) Lab Chip, 9, 966 ('09).
12) Lab Chip, 10, 3335 ('10).
11) Anal. Chem., 81, 3194 ('09).
14) ACS Nano, 5, 7775
13) Anal. Bioanal. Chem., 401, 2301 ('11).
('11).
15) Anal. Chem., 84, 9282 ('12).
16) libid., 87, 4194('15).
17) Nano Lett., 15, 3445 ('15).
18) ACS Omega, 3, 5044('18).
19) Anal. Chem., 73, 2112 ('01).
20) ibid., 77, 626 ('05).
22) Anal. Chem., 78, 2859
21) J. Chromatogr. A, 1106, 89 ('06).
('06).
23) ibid., 83, 3528 ('11).
24) ibid., 87, 9647 ('15).
25) Sci. Rep., 6, 31642 ('16).
26) Analyst, 140, 6493 ('15).
27)
Sens. Actuators B, 236, 433 ('16).
28) Anal. Bioanal. Chem., 408,
29) Analyst, 141, 6507 ('16).
30) ibid., 141, 6598
7559 ('16).
('16).

ぶんせき  

2018 年度日本分析化学会 学会賞受賞者

戸

田

敬

氏

Kei TODA熊本大学大学院先端科学研究部基礎科学部門 教授

1960 年福岡県柳川市に生まれる。 1985 年熊本大学理学研究科修士課程修了， 1996 年博士（理学）の学位取得， 1999 年環境計量士（濃度関係）。 1985 年株式会社エステック（この間1988～1990 年東北大学電子工学科研究生），1994 年熊本大学理学部助手，その後講師，助教授を経て 2007 年熊本大学大学院自然科学研究科教授，現在に至る（現所属は大学院先端科学研究部）。また，2000 年，2003 年にテキサステック大学にて博士研究員および文部科学省在外研究員，2010 年にオーフス大学（デンマーク）客員教授を務める。2009 年フローインジェクション
分析学術賞，2013 年先端分析技術賞 CERI 評価技術賞，2011 ～2013 年度「分析化学」編集委員，2017 年度日本分析化学会九州支部長，2018 年度分析化学講習会実行委員長。

【業

績】

大気物質の動態を明らかにする分析化学
戸田

3. 大気化学の解明21)～29)
自ら開発した装置を駆使し，これまで困難であったモバイル
分析やリモートエリアにおける分析を遂行している。熊本市内

敬君は，大気観測に必要なフィールド分析装置の開発の森林大気のほか，阿蘇山・箱根・富士山などの山岳域，有明や，独自の装置を駆使した大気化学の解明に取り組んできた。

海やバイカル湖などの海や湖など，自然環境から発生する大気

特に ppbv や ng/ m3， ng/m3 オーダーでの分析が困難であった

成分の測定や解析を行ってきている。例えば，火山ガスや都市大気物質を対象とし，実際に活用してきた。高い感度や選択性，フィールダビリティを達成し，従来の分析装置では不可能

部での HCHO の濃度分布を地図上に 3D で示し，火山から噴出した H2S が数分の移動の間に SO2 に変換される様子やビルであった詳細な解析を進めてきた。以下に同君の主要な研究業の谷間で HCHO が蓄積している様を明らかにした。また，森績を紹介する。

林大気の観測から， HCHO 二次生成の起源となるイソプレンなど植物起源 VOCs 濃度の推移を解析し，森林内 HCHO の各

1. マイクロガス分析システム mGAS や気体・粒子の連続
湿式捕集デバイスの開発1)～13)

nGAS は，微量のガス成分を測定するマイクロ流体デバイスである。水溶性のガス成分を吸収反応溶液に取り込むスクラ
バーをハニカム型のマイクロチャネル構造とし，広い吸収面積と薄い吸収液層を達成した。その結果，従来のバブリングによ

生成過程の寄与やその日内変動について明らかにしている。二次生成した HCHO が大気粒子内に移行していく様子も捉えている。粒子中の HCHO は従来のフィルター捕集では再揮散のため検出されなかったが，気体/粒子の分別捕集により状態別のリアルタイム測定に成功している。得られた結果より，吸湿る捕集瓶「インピンジャー」に比べ 20000 倍もの高い捕集濃性粒子の成長に合わせて HCHO が粒子側に移行することが示された。また，グリオキザールなどジカルボニル類についても縮効率を達成し， ppbv オーダーの微量成分のリアルタイム分

同様の特性を得ている。一方，海洋のプランクトンが浸透圧防析が可能になった（検出限界 0.01 ～ 0.4 ppbv ）。マイクロチャ
ネル内へ捕集した分析対象成分は，吸収液に添加した特定の試御のために生成する dimethylsulfoniopropionate （ DMSP ）やその分解物である DMS についても詳細な測定を行っている。

薬と反応し，その生成物を検出するが，感度の高い蛍光検出を

風や水・気温など物理的環境変化や光合成などの生物活性の変採用している。蛍光検出器も， LED とフォトダイオードによる小型なもので，マイクロチャネルスクラバーのすぐ下流に接動，大気 DMS の光化学分解により，海面から大気への DMSのフラックスが毎日周期的に大きく変動していることをデータ

続されている。測定対象によって反応系や検出器を検討し，大とともに提唱した。

気中の H2S, SO2, CH3SH, COS, NO2, NH3, HCHO，呼気中のNO の測定が可能になった。また，バイオケミカルな用途とは対照的に，現場分析を大きな目的とし，フィールド分析に適しスは，これまで困難であった微量大気成分，悪臭成分，呼気成

た送液について検討している。まず，マイクロチャネル流量セ分のその場での分析を可能にしてきた。国外の研究者からの要ンサを開発し，流量信号をフィードバックしてマイクロチャネ

望にも応えて，海外での観測を通じて有用な知見が得られつつルデバイスの電気浸透流や圧送流の制御に成功した。本流量制あり，今後も大気化学の研究に役立っていくと期待される。

御は，機械的機構を持たず脈流がないため，極めて高い SN 比以上のように戸田敬君の独創的かつ完成度の高い分析デバイ

株 日立製作所〔本田俊哉〕の検出信号が得られている。また，平板や円筒状の気体捕集面を持つデバイスの捕集率をシミュレーションする Excel プログ
ラムを開発し，論文の web にて公開している。このプログラ
ムを用いて設計・条件検討を行ったデバイスにて，揮発性の極性有機化合物について気体状・粒子状の分別捕集やリアルタイ
ム分析に成功している。

2. 化 学 発 光 を 利 用 し た 硫 黄 化 合 物 や イ ソ プ レ ン の
分析14)～20)
オゾン反応に基づく気相化学発光を利用した高感度かつ簡便な分析装置をいくつか開発している。反応セルや発光検出部ならびにマスキングや捕集・分離の工夫を行い，大気中のイソプ
レンや海水・大気中の dimethyl sulfide（DMS）の選択的かつ高感度な分析に成功している。
ぶんせき  文献1) Anal. Chem., 73, 5716 ('01).
2) ibid., 74, 5890 ('02).
3)
ibid., 75, 4050 ('03).
4) Environ. Sci. Technol., 38, 1529 ('04).
5) Lab Chip, 5, 1374 ('05).
6) Anal. Chem., 78, 7284 ('06).
7)
Anal. Chim. Acta, 588, 147 ('07).
8) Anal. Chem., 81, 7031 ('09).
9) Anal. Chim. Acta, 664, 56 ('10).
10) Talanta, 82, 1870 ('10).
11) Environ. Sci. Technol., 45, 5622 ('11).
12) 分析化学，60, 641('11).
13) Anal. Chim. Acta, 841, 1 ('14).
14) Anal. Chem., 78,
6252 ('06).
15) ibid., 78, 7088 ('06).
16) ibid., 79, 2641 ('07).
18) Atmos. Environ., 44,17) Chem. Eng. Commun., 195, 82 ('08).
2427 ('10).
19) Anal. Chem., 85, 4461 ('13).
20) Talanta, 148,
609 ('16).
22) 分析化学，55, 10921) Atmos. Environ., 39, 6077 ('05).
('06).
23) ibid., 60, 489 ('11).
24) J. Environ. Monit., 14, 1462('12).
25) 分析化学，62, 775 ('13).
26) Environ. Sci. Technol.,48, 6636 ('14).
27) 分析化学，64, 571 ('15).
28) Chemosphere,
135, 31 ('15).
29) Environ. Sci. Processes Impacts, 18, 464 ('16).

331

2018 年度日本分析化学会 学会功労賞受賞者

伊

藤

一

明

氏

Kazuaki ITO元近畿大学教授


1951 年 4 月広島市に生まれる。1975 年静岡大学理学部化学科卒業。1978 年広島大学理学研

究科修士課程修了。同大学理学研究科博士課程単位修得退学。 1982 年広島大学工学部助手。
1999 年同助教授。2000 年近畿大学工学部助教授。2006 年同教授。2018 年同大学定年退職。同

年海水評価技術研究所代表。1983 年理学博士（広島大学）。1993～1994 年米国テキサス工科大学博士研究員。2003 ～2005 年「分析化学」誌編集委員。2012 ～2018 年日本分析化学会イオン
クロマトグラフィー（IC）研究懇談会委員長。2012～2018 年日本分析化学会 IC 分析士認証専
門委員会委員長。2014 年日本分析化学会中国四国支部長。2014 年日本分析化学会第 63 年会副実行委員長。2000 年日本分析化学会 IC 研究懇談会 IC 技術賞。

【業

績】

イオンクロマトグラフィーによる海水中微量栄養塩類の高感度測定法の開発と学会への貢献
伊藤一明君は，イオンクロマトグラフィー（IC）を用い，海洋環境のマーカーとして重要な研究対象である微量無機イオンの高感度で迅速な直接測定法を開発した。低イオン交換容量のカラム，低濃度溶離液，（サプレッサー使用あるいは未使用）
電気電導度検出器を用いる通常の IC では，海水中マトリック
スイオンの妨害により微量無機イオンの高感度・直接測定は困難であった。同君は高イオン交換容量カラム（あるいは対象イ
オンに親和性の高いカラム），高濃度塩溶離液，電気化学検出法，紫外検出法やポストカラム反応を併用した多成分 IC 測定
システムを開発し，海水分析に適用した。同君が世界に先駆けて開発したこの分析法は，海水中微量栄養塩類を測定する有力な方法であり，広く応用，利用されている。
以下，同君の研究業績及び学会への貢献について述べる。

1. IC による海水中の微量ヨウ化物イオン（I－）の定量1)2)
同君は，海水中の微量ヨウ化物イオン（I－）の直接測定法を開発した。低イオン交換容量の IC カラム（ポリメタクリレー
ト系陰イオン交換樹脂），高濃度（0.1 M）塩化ナトリウム溶離液，グラッシーカーボン電極を作用電極とする電気化学検出法
を用い，海水中マトリックスイオンの妨害もなく， I－ を直接検出した。 NaCl 溶離液では，サンプル中 Cl－ はカラムにほとんど保持されない。さらに，紫外領域（UV ）での Cl－ の光吸
収が弱いため，I－ の UV 直接検出が可能であった1)。ポリマー
系高イオン交換容量の陰イオン交換カラム（＋前処理カラム）と NaClO4 溶離液を用いると，大量の海水サンプル中 I－ の濃
縮・分離と高感度 UV 検出が可能であった2)。上記充填剤ある
いはセチルトリメチルアンモニウム陽イオン（CTA＋）で修飾した ODS を充填した高イオン交換容量の陰イオン交換セミミ
クロカラムと NaClO4＋NaCl 混合溶離液を用いると海水中の極微量 I－ の UV 測定が可能であった。
2. IC による海水中の微量無機陰イオンの定量3)4)
同君は，高イオン交換容量の分離カラム（CTA＋ 吸着ODSカラム）と NaCl 溶離液を用いて，海水中の栄養塩類である亜硝酸イオン（ NO2－ ），硝酸イオン（ NO3－ ）の UV 直接検出を達成した3) 。 NO2－ は電気化学検出器による直接測定も可能であった。臭化物イオン（Br－）の分離検出も達成された。さらに， CTA＋ 吸着 モノリス ODS カラムを用いると， 3 分以内の高速測定が可能であった。ジドデシルジメチルアンモニウム
陽イオン（ DDA＋ ）吸着 モノリス ODS カラムでは， NO2－,
Br－, NO3－, I－ の UV 同時定量が可能であった。親水性のヨウ素酸イオン（IO3－）は I－ に還元後，測定された。
最近，IO3－ の保持を強化する目的で一級アミンを ODS に吸着させたドデシルアンモニウム陽イオン（ DA＋ ）吸着 ODS
カラムを用いて，人工海水中の 6 種イオン（IO3－, BrO3－, Br－,
332

NO2－, NO3－, I－）の分離・UV 検出を可能にした。モノリス
ODS カラムによる高速測定も可能にした4)。

3. IC ポストカラム法による海水中無機態窒素，リンの同時定量
無機態窒素として，酸化型の NO2－, NO3－ と還元型のアンモニウムイオン（NH4＋）がある。無機塩（NaCl あるいは KCl）
溶離液を用いて NO2－, NO3－ を分離・ UV 検出後， NH4＋ をポ
ストカラム反応で発色・検出する方法を提案した。インドフェノール法による NH4＋ 測定で，妨害成分となる海水中 Mg2＋,
Ca2＋ 等の影響を除去するために， EDTA 添加と高イオン交換
容量の陽イオン交換カラムを併用する方法，サンプルにEDTA を添加する方法を提案した。ガス透過膜を利用してガス化させ NH3 回収後，発色定量する方法，OPA 蛍光検出法を用いる方法も検討した。NO2－, NO3－ を分離・UV 検出後，モ
リブデンブルー法によるリン酸イオン（PO43－）の測定を提案した。
4. キャピラリー電気泳動法（ CE ）による海水中微量ヨウ素分析5)
同君のヨウ素の IC 分析に関する成果は CE 分析にも応用された。過渡的等速電気泳動法において，海水マトリックスイオンである Cl－ をリーディングイオンとして利用した。移動度の大きな I－ をセチルトリメチルアンモニウム塩化物（ CTAC ）との相互作用により移動度を低下させ分離・濃縮した。ppb レ
ベルの検出感度を実現し，海水への応用に成功した5)。この方法は IO3－ の検出にも応用された。
5. 日本分析化学会への貢献
同君は，中国四国支部において会計幹事，支部長，常任幹事，支部監事等を担当し支部の発展に努めた。第 45 回中国四国支部分析化学講習会の実行委員長として分析技術の普及に努めた。本部関係では「分析化学」誌編集委員，代議員，第 63
年会副実行委員長を務めた。最近では IC 研究懇談会委員長として，APIA（アジア太平洋地区イオン分析シンポジウム），
CJK （中日韓分析化学シンポジウム）等に協力し， IC 分析士
認証専門委員会委員長として IC 認証制度の実施6)に努めた。
以上，伊藤一明君は，イオンクロマトグラフィーによる海水中微量栄養塩類の簡便な高感度測定法を開発，発展させた。さらに，日本分析化学会会員として本学会の活動に貢献するところ顕著なものがある。これらの業績は学会功労賞にふさわしいものである。
〔大阪大学大学院理学研究科 塚原 聡〕
文献1) J. Chromatogr., 502, 121 ('90).
2) Anal. Chem., 69, 3628 ('96).
3) ibid., 63, 273 ('91).
4) Anal. Sci., 32, 1123 ('16).
5) Anal.
Chim. Acta, 497, 67 ('03).
6) 第 1 回 IC 初段，二段試験解説書，('15).

ぶんせき  

2018 年度日本分析化学会 学会功労賞受賞者

河

野

宏

彰

氏

Hiroaki KAWANO環境技術研究部 無機環境材料研究室長

地方独立行政法人大阪産業技術研究所 森之宮センター・
1958 年 6 月徳島県生まれ。1984 年立命館大学大学院理工学研究科応用化学専攻前期課程修了（工学修士）。同年，大阪市立工業研究所無機化学課研究員。所属が 2008 年に地方独立行政法人に改編，2017 年に（地独）大阪府立産業技術総合研究所と合併して（地独）大阪産業技術研究所に再編を経て，現在，同研究所森之宮センター，環境技術研究部，無機環境材料研究室長。
1998 年より日本分析化学会近畿支部幹事，2006～2007 年支部常任幹事。近畿支部の「機器による分析化学講習会」の実行に携わり， 1998 ～ 2003 年「試料の前処理」の科目副主任， 2005 ～。
2012 年「原子スペクトル分析」などの科目主任を歴任。趣味：読書（時代小説など）【業

績】

無機微量分析における試料の分解・溶液化と分離・濃縮技術の普及と学会への貢献た。その結果，水素化物発生装置に導入する前に，各元素をAs(III）， Se (IV ）， Sb( III）と，低酸化状態（亜酸）にしておかないと，いずれの元素も分析値が低くなることが明らかになった。しかも，これら三元素は酸化還元電位がかなり異なっ河野宏彰君は，分析試料中の無機成分の定量分析における試ているために，三元素をすべて亜酸状態に変換する条件を作る料調製法（分解・溶液化と分離・濃縮）に関する技術の実用化ことは極めて難しく，相当の熟練を要することもわかった。そのための工夫・改良を行い，多くの企業の分析ニーズに応えるの後の JIS K 0102 の改訂により，三元素同時定量の試料調製とともに，分析技術の普及活動を通して企業技術者の育成に貢法が推奨されなくなったことから，通常レベルの分析技術者に献した。以下に，同君の化学分析に関する実用化研究および学も実施できる方法への改良への提言に寄与できたと思われる。

会への貢献について紹介する。

3. 比色分析法による微量金属の簡易定量法に関する研究と1. 酸化鉛(IV)水和物とその関連物質を吸着材として用いた

普及

微量無機化学種の分離・濃縮定量法に関する研究

中小企業が日常の品質管理などに用いる分析法は，安価で操

四酢酸鉛(IV）は強力な酸化剤であり，氷酢酸溶液中では安作し易く，迅速に行えることが望ましく，その趣旨での技術開定に存在するが，水中では速やかに加水分解されて褐色の酸化発と現場指導に成功した一例が，微量ヒ素の吸光度法による簡鉛( IV ）水和物（ HLD ）を生ずる。同君は，加水分解直後の易定量である。高村喜代子先生らが開発された方法をベース

HLD を吸着剤として用いる分離・濃縮法について検討し，pHに，モリブデン酸マラカイトグリーンリン酸ヒ酸の会合体

4.7 付近に等級着点をもつ両性のイオン交換体であり，塩基性の発色を用いる方法で，強酸性溶液中で利用できることが極め側で陽イオンを，酸性側で陰イオンを交換吸着することを見いて有効であった。プラスチックの酸分解溶液中の微量ヒ素も定だした。また，本体の Pb(IV）は強い酸化力を維持しているの量できたので，材料メーカーの高度品質管理や添加剤の含量管で，反応性のイオン吸着剤として期待できる。そこで，ヒ酸理などにも応用できた。

（As(V））および亜ヒ酸（As(III））イオンの吸着特性を調べた
ところ，ヒ酸イオンは通常の陰イオン吸着挙動を示し，亜ヒ酸

また，最近では，多変量解析法を併用した金属元素の多成分同時定量法の開発にも取り組んでいる。

イオンは HLD によって酸化されながら陰イオン吸着していると推定された。この現象を，ヒ酸（ As ( V ））および亜ヒ酸（ As ( III ））イオンの総量を濃縮定量する方法として利用でき

4. 固体試料の分解・溶液化と分析対象成分の分離・濃縮に関する技術開発と普及た。ほかに，水中で安定な金属 EDTA キレートも HLD と反材料組成の精密分析においては，固体試料の分解・溶液化技

応して分解し，遊離した金属イオンを陽イオン吸着することが術は不可欠である。河野宏彰君は，旧来の諸方法からマイクロ分かった。少量の錯化剤が共存する水溶液からでも，加熱酸分

波分解法までを合目的的に使い分け，また，測定に用いる機器

解操作を省略して微量金属を濃縮定量できた。また，次亜塩素に適用できる分離・濃縮系をどのように設計するか，これら全酸系の漂白剤溶液中の微量金属も濃縮定量できた。

てを蓄積したノウハウを用いて最適な組み合わせを見出して依頼者に提供してきた。これらの成果を，分析化学会近畿支部の

2. 原子スペクトル分析法の実試料への適用に関する研究と普及「機器による分析化学講習会」などにより発信した。その他，各種の公益団体が主催する講演会や講習会にも協力している。

1970 年代から原子吸光分析法が，また 1980 年代から ICP
発光分光分析法が普及してきたことに伴い，水質分析や各種材

以上，河野宏彰君の無機微量分析における試料の分解・溶液

料の破壊分析の公定法に広く取り入れられた状況にあって，信化と分離・濃縮技術に関する一連の研究は，学術的な側面に加頼性のある用法の確立が急務となった。とくに，有害元素であ

えて産業や実社会におけるニーズという観点からも，今後の分るヒ素，セレン，さらにアンチモンなどの両性元素の微量定量

析化学の高度化や地位向上に大きく寄与するものと考えられへのニーズが高まった。河野宏彰君は，近畿圏に拠点を置く環る。また，前述した支部行事や各種団体での活動も分析技術の境測定分析事業者，官公庁，大学などによる共同実験を通じ啓蒙・普及に寄与するところ顕著なものがある。

て，水素化物発生 原子スペクトル分析法によるヒ素，セレ〔株式会社堀場製作所

野村聡〕

ン，アンチモンの一斉分析法の課題と解決法について検討しぶんせき  3332018 年度日本分析化学会 学会功労賞受賞者

松

村

竹

子

氏

Takeko MATSUMURA
有限会社ミネルバライトラボ 取締役

1938 年神戸市に生まれる。1961 年 3 月京都大学理学部化学教室卒業。1963 年同大学院理学研究科修士課程修了。1966 年同博士課程単位取得退学。1969 年京都大学理学博士。1966 年奈
良学芸大学学助手。1971 年同助教授。1982 年同教授。2003 年奈良教育大学名誉教授。2003 年
有限会社ミネルバライトラボ取締役。2003～2009 年海洋化学研究所理事。2009 年～現在

特定非営利活動法人日本電磁波エネルギー応用学会顧問。2011 年～現在京都大学生存圏研究所各種委員。2014～2018 年生存圏フォーラム副会長。

【業

績】

電気分析化学およびマイクロ波化学に関する研究と分析化学の普及活動及び学会への貢献
松村竹子氏は金属錯体の電気分光分析化学研究を嚆矢に，振動反応系への展開，マイクロ波を利用する錯体合成装置の開発，事業化など多岐にわたる業績を挙げてきた。この間の環境
化学教育や学会活動への貢献も著しいものがある。以下に同氏の業績を紹介する。

1. 電気分光分析化学の研究
松村氏は，錯体の電気分析化学の研究に従事し，初期には非水溶媒中における電気分析化学の研究，Ir 錯体のホットイオンの ESR の研究を行い，特に酸化還元電位の分光学的な意味について追及し，白金族錯体の電気化学的測定を行い，フェロセン誘導体の真空紫外分光測定と電気化学特性の研究等，電子状態との関連性を先駆的に研究した1)～3)。特に，錯体の電子状態に着目，酸化還元電位の分光学的な意味を追及し，電気分光分
析化学という分野を開いた。この研究手は現在では，OLED 材料の研究において必須の機能特性パラメーターとして用いられている。
2. 非線形反応の電気分光化学的研究
Ru(II）錯体の電極反応の研究から，錯体の酸化還元速度が極めて大きいことに着目し，非線形反応と呼ばれる化学振動現象の電気分光化学的研究を行った。Ru(II）錯体触媒の光感受性によって，化学振動反応は光照射による振動停止等様々なレスポンスを示す。空間的な振動反応は反応画像の出現など様々な非線形現象示すことを見いだした。この現象の動的反応追跡
分析装置として光照射画像処理分光装置を開発した4)。この装置を用いて非線形化学反応の様々な光制御や微生物の光感受性の情報が得られた。
3. 環境化学研究
教育的実践として河川水の水質分析と河川の岸辺の生物分布や水源の地質的要素関連づける環境化学教育の分析手法を開発
した5)6)。
4.

マイクロ装置の開発，発光試薬の迅速合成と精密分析法の研究
発光試薬の研究過程で，白金属錯体の合成が長時間を要することに着目し，電子レンジを改造して還流管付きマイクロ波反応装置を開発した。この装置によって，置換不活性な白金族化合物の錯体生成速度が著しく短縮された。この現象は，マイク
ロ波の誘電加熱による分子加熱に基づいており，長時間，低収率という従来の合成法に比べ，反応時間が 15 分という短時間合成が可能になった。開発した装置を用いて Ru(II), Os(II), Ir(III）の poly pyridine 錯体の迅速合成法を確立した7)。

334

この研究を発展させて環境フレンドリーで迅速合成可能なマ
イクロ波合成化学技術に関する研究を進め，新規装置の開発（特に半導体マイクロ波反応装置の開発），マイクロ波化学の原理と応用に関する研究とその啓発活動を推進した8)。ついで，
シングルモード型マイクロ波反応装置（グリーンモティーフ）を開発，実験室用装置として，多くの大学，研究所で用いられている。さらに，マイクロ波源に半導体発信器を用いた精密マ
イクロ波反応装置の開発を行い in situ 分光測定装置と連動可能な楕円焦点式半導体マイクロ波反応装置，半導体マイクロ波
フロー反応装置の開発を行った。これらの装置では，半導体電源から発する精密な正弦波状のマイクロ波により，出力の精密化および効率化が可能になった。最近開発した同軸フロー型マ
イクロ波反応装置を用いた発光錯体の合成では，従来の合成法に比べて反応時間が 17.5 時間（従来法）から 0.45 時間（フロー
マイクロ波法）へと短縮し，消費電力は 2.8 KWh （従来法）
から 7.5 Wh へと著しく減少することが分かった。連続合成反応による反応操作の単純化など，今後の発展が確実な装置としての性能が顕著である。このようなマイクロ波合成反応生成物について，LC MS による精密分析を行い，発光試薬の精密合成法を確立した。

5. 日本分析化学会への貢献
Analytical Sciences の編集，近畿支部の企画，運営等に常任
幹事あるいは幹事として参加した。 1980 年代には電気分析セ
ミナーを定期的に開催し，電気分析化学研究者の交流と若い世代の育成に寄与した。これは環太平洋国際化学会議（Pacifichem）における Future direction of Electroanalytical
Chemistry（1995年～）として発展した。奈良教育大学を退官
後，ミネルバライトラボを起点に，研究開発，啓発活動を展開した。分析化学近畿支部における啓発活動として，機器分析講
習会（マイクロ波化学）や，提案公募型セミナーの開催等（ 9回）分析化学とマイクロ波化学の接点を開き，多分野の研究者間の交流を促進した。
以上，松村竹子氏は電気分光分析法の研究を軸として，非線形反応への適応と装置開発，発光錯体のマイクロ波合成法の開発研究と装置化など，未来志向の応用性の広い研究へと発展させたことにその特徴がある。また，学会活動においては幅広い啓発活動を通して研究成果を社会的に還元させ，若い世代に伝える等ユニーク性がある。
〔東北大学大学院環境科学研究科 壹岐伸彦〕
文献1) Chem. Lett., 1974, 755.
2) J. Chem. Soc., Faraday Trans., 2, 85,3) J. Electroanal. Chem., 102, 1 ('79).
4) Anal. Sci.,
857 ('89).
17 (Supple), ('01) .
5) ぶんせき，2001, 527.
6) 陸水学雑誌，
54, 3 ('93).
7) Chem. Lett., 1994, 443.
8)“化学を変えるマイク
ロ波熱触媒”，('04)（化学同人).

ぶんせき  

2018年度日本分析化学会 学会功労賞受賞者

山

田

悦

氏

Etsu YAMADA京都工芸繊維大学名誉教授


1952 年 12 月香川県高松市に生まれる。1975 年京都大学理学部化学科卒業。1977 年同大学院理学研究科修士課程化学専攻修了。1980 年同博士後期課程単位取得退学後，米国アリゾナ大学
H. Freiser 教授のもとで溶媒抽出の研究に従事。 1982 年京都大学理学博士。 1982 年京都工芸

繊維大学廃液処理施設教務職員，1993 年同大学工芸学部講師，1998 年同助教授。2006 年同大学環境科学センター教授。 2018 年同大学名誉教授，現在に至る。日本分析化学会近畿支部幹事，常任幹事，「分析化学」編集委員，環境分析研究懇談会副委員長，大学等環境安全協議会会
長，京都府環境審議会委員などを歴任。趣味：読書，音楽鑑賞，観劇。

［業績］

水圏及び大気圏環境における微量成分分析及び動態解析法の研究と学会への貢献
山田

2)

大気及び室内環境における揮発性有機化合物（VOCs）のモニタリング法の開発と動態解析

大気中のベンゼン，トルエンなどの VOCs を多地点同時に測定できる簡易分析法を開発し，環境中での動態及び起源など

悦君は，溶媒抽出における協同効果を応用して有害金を明らかにした。大学などの実験プロセスで排出される VOCs

属イオンの高感度分析法を開発し，その抽出機構の熱力学的解を連続測定できる小型分析装置を開発し，化学プロセスでの明及び常温では分離の難しい金属を，高温下で分離する方法の

VOCs の室内や大気への放出を解明した3)。

開発を行っていた。 1982 年頃からは，環境科学に関する研究を開始し，環境汚染物質の計測法やフィールドで用いることのできる小型計測装置の開発，大気汚染物質の動態解析や酸性雨

3)

環境中におけるフミン物質（腐植物質）の分析法開発と難分解性有機物の起源と動態に関する研究の影響評価，水環境のフミン物質分析法の開発や琵琶湖などで環境中でのフミン物質の濃度と分子量を同時に測定できる高増加している難分解性有機物の原因解明の研究を行ってきた。

感度で迅速な分析法を開発し，その環境動態や影響を明らかに

これらの研究業績と学会への貢献について紹介する。

してきた4)。湖沼など閉鎖的な水域では近年，微生物に分解されにくい難分解性有機物が増加しており，その原因解明が求め

1. 複雑混合系での微量有害成分の分析法に関する研究られている。蛍光検出 ゲルクロマトグラフ法，カラム分画

大学・研究所などから排出される無機廃液の処理水や排水な法，三次元蛍光光度法及び SDS PAGE などを用いた琵琶湖及

ど他の物質が多数共存する複雑混合系での微量有害成分を分析

び淀川水系河川においての解析により，外来性の土壌フミン物する際の公定法での問題点を見出し，水銀，シアン，フッ素な質，内部生産の藻類由来のフルボ酸様蛍光物質及びタンパク質

どの新しい分析法を開発した。例えば，ヨウ化物イオンが共存様蛍光物質の一部が難分解性有機物であることを明らかにしすると水銀錯体が形成して酸化還元電位が負に移行するため公た5) 。リアルタイム PCR を用いる藻類の分子認識に基づくモ

定法では水銀が存在しても全く検出されないが，この条件下でニタリング法を開発し，琵琶湖北湖において藻類の同定・定量

少量の水素化ホウ素ナトリウムを添加すると妨害なく分析できを行い，難分解性有機物への内部生産の藻類由来有機物の寄与ることを明らかにした1)。

を評価している。さらに，琵琶湖北湖表層水における太陽光によるフミン物質の蛍光強度の低下や低分子化，並びに琵琶湖底

2. 環境中における微量成分分析法の開発とその環境動態解質からのフミン物質の溶出についても解明を進めている。

析及び環境影響評価の研究

1) 酸性ガス，酸性雨などの森林土壌生態系への影響評価
山間部などの大気汚染物質を測定するため電源が必要ない小3. 日本分析化学会への貢献
山田

悦君は，分析化学誌編集委員（ 2008 2011 年），環境型パッシブサンプラーを開発し， 1996 年から京都の山間部で分析研究懇談会副委員長（ 2006 2017 年）を務め，日本分析の窒素酸化物，硫黄酸化物及びオゾンなどの標高分布，季節変化学会編「環境分析ガイドブック」（2011 年 1 月発行）作成の化など長期測定に適用し，これら汚染物質の動態，起源などを際は，編集幹事・執筆者として大いに協力した。近畿支部では，明らかにしている2)。中国大陸からの汚染物質長距離輸送の影

1984 年から幹事，常任幹事，学会実行委員などを歴任してい響並びに都市化によるヒートアイランド現象の影響なども見いる。1995 1996 年度と 2004 年度には支部常任幹事を務めた。

だしている。また，これらの小型パッシブサンプラーを用い，東南アジア・中国における酸性雨・酸性汚染物質の研究も行った。
さらに，酸化性物質である過酸化水素や水酸ラジカルの測定法を開発し，その環境中での動態や酸性雨の生成に与える影響を明らかにしている。大気中浮遊粒子状物質の粒径別捕集を行

以上，山田

悦君の水圏及び大気圏環境における微量成分分

析及び動態解析に関する一連の研究，学会，さらに社会への寄与などを通じて本会会員として貢献するところ顕著なものがある。
〔理化学研究所前田瑞夫〕

い，多環芳香族炭化水素や過塩素酸塩など化学成分の解析を行うことにより，その起源と環境への影響を明らかにしている。
京都の山の土壌酸性化や土壌緩衝能の低下など大気汚染物質
や酸性雨の直接及び間接的影響を解明している。植物に有害な文
献1) Anal. Sci., 8, 863 ('92).
2) Environ. Sci. Technol., 33, 4141('99).
3) 分析化学，60, 459 ('11).
4) Anal. Sci., 16, 125 ('00).
5) ibid., 28, 595 ('12).

影響を与えるアルミニウムの化学種別分析法を開発し，土壌などでのアルミニウムのスペシェーションを行った。
ぶんせき  335

2018 年度日本分析化学会 技術功績賞受賞者

鈴

木

康

弘

氏

Yasuhiro SUZUKI
警察庁科学警察研究所 化学第三研究室長
1964 年 4 月東京都北区に生まれる。1990 年東京理科大学理学研究科修士課程（化学専攻）修了。同年警察庁科学警察研究所化学第三研究室研究員，1999 年主任研究官。2005 年～2007 年
滋賀県警察本部刑事部科学捜査研究所長。2007 年科学警察研究所化学第三研究室主任研究官，2011 年化学第三研究室長。2004 年名古屋大学にて工学博士を取得。2006 年文部科学大臣表彰

科学技術賞（開発部門）。2008 年～2014 年日本法科学技術学会誌編集委員。2011年～2014 年分
析化学会関東支部常任幹事。日本法科学技術学会理事。趣味：将棋（三段），落語鑑賞。

【業

績】

微量不純物分析による物的証拠の異同識別
鈴木康弘君は，科学警察研究所に入所以来，工業製品から生じる微細証拠物件（微細物）を対象に微量成分元素の分析と異同識別への応用に関する鑑定と研究に取り組んできた。用いる分析法は，結果の正確さに加えて，限られた量の微細物に含有される微量元素を迅速・簡便に定量できることが求められる。
さらに，実際の鑑定で用いるには分析法の開発のみでは不十分
であり，開発した分析法を微細物の母材となる市販品に応用し，得られた分析結果に基づいて，異なる試料を同じものと判断する誤判定のリスクが十分に低いことを示す必要がある。以下に，同君の主な業績について説明する。

1. 原子吸光光度法による散弾の分析と異同識別1)2)
銃器が使用された犯罪では，現場で回収された弾丸と押収銃器の試射弾の側面を観察し，両者に刻印された線条痕の一致か
ら発射銃器を特定する。しかし，線条痕が残らない散弾にこの検査は適用できない。そこで，散弾を硝酸に溶解した後，製造時に少量添加される Sb と微量不純物（ Cu， Ag ， As ）を主成
分の Pb から分離せず簡便・迅速に定量する方法を開発した。
この方法で市販の散弾を分析し，分析結果の比較が製造会社やロットの異なる散弾の識別に有効であることを証明した。
2. ICP AES を利用した多元素同時分析と異同識別
時限爆弾や自動発火装置が使用された事件では，製作に用いられたハンダが重要な物的証拠になる。しかし，既存の分析法には多量の試料が必要で，異同識別に有用な市販品の分析値も公表されていなかった。そこで，ICP AES を利用してハンダ中微量不純物の多元素同時定量法を開発して市販品に応用した3)。本法による 5 元素（Cu, As, Ag, Sb, Bi）の分析結果を比較して，製造会社やブランドの異なる 18 種類の製品をすべて識別することに成功した。さらに，ハンダこてによる溶融前後の分析値を比較して，汚染を引き起こすこての主成分を除外す
ることが正確な異同識別に不可欠との知見を得た。
強盗事件で被害者の拘束に使われる軟鋼線材を ICP AES で分析し，分析結果の比較による識別を試みた4)。製造会社の異なる 7 製品に含有される 5 元素（P, Cr, Mn, Ni, Cu）の定量値
は，1 本の軟鋼線内での変動に比較して異なる軟鋼線間の差異が十分に大きく，7 製品をすべて識別することができた。
3.

ICP MS を適用した高感度な多元素同時分析と異同識
別
原子吸光光度法は単元素の分析法であり，証拠価値を高める
ために分析・比較する元素の数を増やすと，それに比例して検査時間が長くなる。そこで，高感度な多元素同時分析が可能な
ICP MS を散弾の定性及び定量分析に活用した5)。散弾を硝酸に溶解した後，主成分の Pb を硫酸塩として沈殿分離し，溶液中に残存する元素を同時定量する方法を構築し，検査時間を大幅な短縮した。加えて，市販品の質量スペクトルを精査して，336

原子吸光で分析した 4 元素以外に Sn と Bi も異同識別に有効であるとの知見を得た。
ひき逃げ事件では現場遺留のガラス片と容疑車両のフロントガラスとの異同識別が求められることが多いことから，ガラス中微量不純物の定量法を確立した6)。フロントガラスに用いられる合わせガラスは両面で組成が異なる場合があるため，容疑車両からの対照試料の採取は車外と車内の両側から行う必要性があることを明らかにした。
たばこ及びたばこの吸い殻（灰）を ICP MS で分析し，分析値の比較による異同識別を試みた7)。測定した 11 元素（Cu,Zn, Rb, Sr, M, Cd, Ba, La, Ce, Nd, Pb）のうち，Zn と Pb を除
いた 9 元素の比較が異同識別に有効との知見を得た。また，未燃焼のたばこに対する測定値から吸殻中の 11 元素の濃度を計算して実測値と比較した結果， Cd と Pb を除く 9 元素で計算
値と測定値は良好に一致した。
レーザーアブレーション（LA )ICP MS を用いて，不規則な形状をした微細ガラス片を溶液化せずに直接分析する方法を１ 酸分解開発した8)。同じガラスから採取した破片を分割し，◯２ LA ICP MS （平滑面）
３ LA ICP MS （非，◯ICP MS ，◯平滑面）の三つの方法で分析し，相互によく一致する結果が得られることを証明した。

4. 放射光蛍光 X 線分析法（ SR XRF）を利用した非破壊分析と異同識別
ガラス片の異同識別では，屈折率を測定して差異が認められないガラス片のみ元素分析を行う。しかし，焼き破りで高温に加熱されたガラスでは，屈折率の変化が一枚の板ガラスにおける変動幅を超えることが確認された9)10)。この場合，同一のガラスから生じた破片でも，加熱を受けた破片とそうでない破片を異なるガラスと誤判定する危険性があり，屈折率の測定は異同識別に適用できない。一方， SR XRF による蛍光 X 線強度
は，ガラスの加熱によって有為差を生じないことを見いだし，加熱の影響が無視できるガラス片の異同識別指標となることを明らかにした10)。加えて，従来の ICP MS による方法の 20 分の 1 以下の試料で非破壊での異同識別が可能となった。
以上，鈴木康弘君は重要な証拠物となる様々な工業製品に対して，微細な試料に適用可能な微量成分元素の分析法を開発してきた。同君の研究は分析法の開発のみにとどまらず，市販品を分析して多数のデータを収集し，分析結果の比較が異同識別に有効であることを実証してきた。これらの研究業績は分析化学の発展と科学捜査の信頼性向上に大きく貢献するものである。
株 島津製作所 鈴木康志〕〔文献1 ) 分 析 化 学 ， 42, 417 ( '93 ) .
2 ) 科 警 研 報 告 法 科 学 編 ， 48, 1('95).
3) Anal. Sci., 19, 415 ('03).
4) 分析化学，56, 1191('07).
5) Anal. Sci., 12, 129 ('96).
6) 分析化学，46, 825 ('97).
7) 同上，61, 911 ('12).
8) Jpn. J. Forensic Sci. Tech., 15, 95 ('10).
10) 分析化学，56, 1159 ('07).
9) Anal. Sci., 24, 745 ('08).

ぶんせき  

2018年度日本分析化学会 技術功績賞受賞者



山

透

氏

Toru TAKAYAMA株 尼崎事業所 上席主幹
日鉄住金テクノロジー


1960 年 6 月山口県光市に生まれる。1984 年大阪大学理学部化学科卒業，1986 年大阪大学大株 に入社，中央技術研究
学院理学研究科無機及び物理化学専攻博士前期課程修了，住友金属工業

所評価試験部分析研究室配属。1995 年 5 月大阪大学にて博士（工学）号取得。1996 年主任研究
株 技術開発本部解析科学研究部主幹研究員（管理職）昇進。2012 年会社統合に伴い新日鐵住金

員。2014 年より現職。2007 2012 年日本学術振興会第 19 委員会製鋼計測化学研究会副主査など。現在，日本分析化学会近畿支部常任幹事兼提案公募型セミナー WG 責任者，日本鉄鋼協会
論文誌編集委員会専門委員，関西分析研究会幹事。趣味：読書，旅行。

【業績】

X 線回折を主とした鉄鋼関連物質の高度解析技術の開発
山株 に入社，2012 年に透君は， 1986 年に住友金属工業

株 ， 2014 年に日鉄住金テクノロジー
株経営統合で新日鐵住金

（石英等）に保持し， GIXD により高感度な測定が可能である
ことを示した2)6)7) 。さらに， Ca 処理鋼中の Ca 含有率が高い
介在物（ mCaO ･ nAl2O3 ）の抽出分離定量は対象が水溶性であるために回収が困難だったが， Ar 置換したグローブボックス
中で無水メタノールを試薬とした抽出分離法による解決策が提へ移動しているが，一貫して各種鉄鋼材料及び関連物質に対案8)され，その抽出分離された介在物の同定に X 線回折などをし，構造解析・元素分析の観点から研究開発に取り組んでき用いた解析で協力した。この Ca 処理鋼中の酸化物や硫化物のた。以下に同君の主な業績について説明する。

解析は介在物形態制御に不可欠で，超高強度低合金油井管の開発に寄与した9)。また，これらの結果を基に，SEM ，TEM 等

1. 斜入射 X 線回折法の応用のミクロ分析法も含め，まとめて技術雑誌の総説10)11) や出版

鋼板上にイオン窒化法で生成させた窒化膜（～ 0.2 nm e 本12)13)で紹介した。

Fe4N / a Fe 鋼板）の構造解析に斜入射 X
Fe2 3N /～ 1 nm g ′
線回折法（GIXD : Grazing Incidence X ray Diffraction, out 

4. 各種めっき鋼板の解析

of plane 型）を適用し，多層薄膜について結晶配向がランダ

X 線 回 折 法 ， SEM ， TEM ， X 線 吸 収 微 細 構 造 解 析 法

ムに近い場合の試料の X 線入射角と回折強度の理論式を初め（XAFS）などを種々のめっき皮膜（Al Mn 溶融塩電析皮膜，て提案した1)2) 。さらに，表面及び界面が平滑な二層蒸着膜

Ni W 合金電析皮膜など）の解析に適用し，非晶質皮膜の組成（ 10 nm Au / 50 nm Cu / SiO2 基 板 及 び 25 nm Cu / 50 nm Au /による形態や構造変化を明確化したり14)，皮膜のクラック発生

SiO2 基板）では屈折による回折角シフトが生じることを見いに及ぼす内部応力の影響を推定したり15)，各種めっき鋼板の特だし，そのピークシフトを求める式を導き，この場合の X 線

性と解析結果を比較することでめっき鋼板開発に寄与した。こ

入射角に対する回折強度式も提示した2)3) 。この GIXD におけのほか，放射光を利用した in situ X 線回折測定による合金化

る X 線入射角と回折強度の理論式は，鋼板表面に生成させた

溶融亜鉛めっきの合金化挙動解析も手掛け，加熱による Zn

極薄酸化皮膜やめっき皮膜などの構造解析手段として，また，めっきからの Fe Zn 合金化（金属間化合物生成）には潜伏期

深さ方向の構造解析手段として種々活用している。

間が存在することを明らかにした16)。最近では自動車ボティの軽量化のために開発された Zn 系めっき鋼板の熱間スタンプ材

2. X 線回折法による加工誘起マルテンサイト相の定量法について，加熱温度や加熱時間の違いによる構造変化を調査

準安定オーステナイト系ステンレス鋼（ SUS304 や SUS301

し，表層に生成する ZnO の下層に Zn 固溶型 b.c.c. 相が生成す等）に冷間圧延で生じる加工誘起マルテンサイト（a′Fe）相ることを示した17)。

の存在比率を，結晶配向の影響を軽減する強度平均化法を採用することで直接定量するプログラムを開発した4) 。さらに，

以上，山

透君は GIXD を多層薄膜の解析に適用する上Fe 相の定量に応用する場合，a′
フェライト磁気含量計を a′での理論式を初めて導出し，さらにこの方法が金属材料中からFe 相が冷延によって鋼板表面近傍に多量に生成するため， X

抽出分離された介在物・析出物のような微少量粉末に対しても線回折法では断面試料を作製して校正曲線を作成する必要があ

高感度な測定法となることを示した。また，各種めっきの結晶ることを示し，SUS301 鋼板の制御圧延技術の高度化に貢献し構造，元素分布状態などを各種解析手法によって明確化し，鉄た5) 。 a ′
Fe 相が表面近傍に多く生成していることは， GIXD

鋼材料の開発に役立っている。

の入射角を変えた場合の強度変化と表面を化学研磨していった〔産業技術総合研究所津越敬寿〕

ときの a ′
Fe 相の定量値の変化から確証を取った。この X 線
回折による直接定量法は，炭素鋼などの強度特性に影響する残留オーステナイト相の定量にも有効活用している。

3. 鋼中の介在物・析出物解析への貢献
Ti Nb 添加高張力鋼に抽出分離定量法，SEM/EDS，TEM/
EDS などの種々の解析法を適用し，熱処理に伴う析出物の変化を定量的に明示した6)。また，鋼から電解などの方法で抽出分離した微量（～ 1 mg ）の介在物・析出物でも平滑な基板
ぶんせき  

文献1 ) 分 析 化 学 ， 38, 500 ( '89 ) .
2 ) 日 本 金 属 学 会 会 報 ， 31, 687('92).
3) Adv. X Ray Anal., 33, 109 ('90).
4) 特開平 7 140094('95).
5) 鉄と鋼，83, 60 ('97).
6) 同上，82, 147 ('96).
7)
X 線分析の進歩，22, 253 ('91).
8) 鉄と鋼，82, 1017 ('96).
9)
新日鉄住金技報，397, 17 ('13).
10) 特殊鋼，48, 14 ('99).
11 ) 素材物性学雑誌， 17, 23 ( '05 ) .
12 )“鉄鋼の製造のための分析解析技術”，('02），（日本鉄鋼協会).
13)“試料分析講座 鉄鋼分
析”，('11），（丸善出版).
14) J. Appl. Electrochem., 24, 131 ('94).
16) Mater. Trans., 45, 2326 ('04).
15) 表面技術，65, 391 ('14).
17) FISITA 2012, 111 ('12).

337

2018 年度日本分析化学会 技術功績賞受賞者

前

田

恒

昭

氏

Tsuneaki MAEDA特定非営利活動法人分析産業人ネット 理事

1951 年 10 月 11 日東京都国立市に生まれる。1974 年東京都立大学工学部卒業。同年電気化学株 （現東亜ディーケーケー
株 ）入社。2002 年独立行政法人（現国立研究開発法人）産業技
計器

術総合研究所入所。同計測標準研究部門計量標準システム科長，イノベーション推進本部国際協力室長等を歴任。2017 年 5 月より分析産業人ネット理事，現在に至る。2001 年東京都立大学より工学博士号取得。1998 年及び 2002 年日本環境化学会技術賞，2001 年本学会論文賞，2008 年
及び 2017 年 CJK シンポジウム賞，2013 年本学会ガスクロマトグラフィー研究懇談会研究功績賞。現在，ガスクロマトグラフィー研究懇談会副委員長，JIS 審議会委員， ISOTC146 国内委員会委員，日本環境測定分析協会技術委員会委員長。趣味：旅行，ダイビング。

【業

績】

ガスクロマトグラフィーによる環境分析のための各種デバイスの開発前田恒昭君は，ガスクロマトグラフィーにおける大量試料導ジ＆トラップ法への適用では上水試験法や環境水質基準項目の測定法， JIS K 0125 用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法制定に寄与した。また， VOC の一斉分析法（公定法）の運用に当たり，標準物質の供給や検量線用標準液の相対評価なども推進した。

入の自動化を実現し，これを大気・固体・水中の揮発性有機化

さらに，産総研へ移籍後は，国際単位系（SI）にトレーサブ

合物の連続自動測定による環境分析に応用して多くの成果をあルな標準物質を用いて，有機混合標準液・標準ガスに迅速にトげた。また，自動化した分析法に必須の標準物質の開発・供給

レーサビリティを確保する値付け手法を提案・実用化した。そを整備し，分析の信頼性向上に大きく寄与した。更にこれらのの他，GC キャピラリーカラム用の新規固定相や分配型捕集法，研究を国際的に展開し，国際学会を立ち上げ，研究者や学生のGC 用原子発光検出器による多元素同時検出，超臨界流体クロ

国際交流に寄与した。以下に，同君の主な業績について説明す

マトグラフィー用光散乱検出器，超臨界流体抽出法などでも成る。

果を挙げている。

1.

ガスクロマトグラフ（ GC ）の試料導入自動化に関する

3. 国際的な活動と貢献

研究1)～8)

同君の開発した「GC による環境分析のための各種デバイス」

GC の試料導入の自動化は，長期にわたる環境モニタリング

は海外においても利用されている。また同君は，国際交流におには不可欠である。前田君は，固体捕集加熱脱離による大量

いても多大な貢献をしている。特に日本分析化学会においては，

試料導入法を自動化し，充填カラム用の汎用自動濃縮・回収装2002 年より中国や韓国との学術交流活動をスタートさせ，'04

置（GAS 10 型）を開発し，特に大気中の微量成分分析に適用

年より日中韓分析化学シンポジウム（ CJK シンポジウム）へした。本装置を組み込んだ GC 自動分析システムは，日本各地と発展させるとともに組織運営に主体的に携わった。 CJK シ

での大気環境モニタリング，特に光化学汚染に関与する揮発性

ンポジウムは現在， 100 ～ 200 名規模の大きな会となり，日本

有機化合物（ VOC ）や健康影響が懸念される揮発性有機ハロにおいて計 4 回('05， '09 幕張メッセ，'13 九州大他，'17 東京

ゲン化合物などの長期間モニタリングに威力を発揮した。

理科大）開催された大会の運営にも深く関わり，三カ国間の人

次に同君は，本システムを発展させ，キャピラリーカラム用

的交流や分析化学研究の発展に大きく寄与したことにより，の汎用自動濃縮・回収装置（GAS 20 型，30 型）を開発した。

'12 年に中国化学会よりシンポジウム賞，実行委員会より CKJ

この装置では，マイクロトラップでの急速加熱とキャピラリー

シンポジウム賞を '08 年と '17 年に受賞している。

カラム前端部のクライオフォーカスを自動化する技法ならびにデバイスを新規開発したことにより，GC における高分解能分

以上，前田恒昭君の，ガスクロマトグラフィー用の各種デバ離と高感度検出を見事に両立させた。同装置を接続した GC シ

イス装置の開発とそれらを用いた環境分析に関する業績は，分

ステムは，大気中の非メタン炭化水素類の自動分離・定量や析化学の発展に貢献するところ顕著なものがあり，分析技術の

短・中鎖炭化水素類（ C2～ C9）の長期間モニタリングに適用開発とその普及に極めて優れた貢献をなしたものである。

され，光化学オゾン生成の機構解明に寄与した。また本装置は，〔東京薬科大学薬学部柳田顕郎〕

1998 年に JICA 供与機材としてメキシコに贈られ，以降の国際共同研究でも多大な成果をもたらした。

2.

自動分析の実試料への応用と標準化9)～22)

また同君は，開発した自動分析装置を大気中，固体中，水中VOC の連続自動測定に応用した。大気中の VOC 測定においては，容器採取法を完全自動化した試料平均化採取装置を開発し，GC/MS 分析に適用するとともに，装置校正用の標準ガスの供給を整備した。キャピラリーカラム用の自動濃縮・回収装置
は，固体中 VOC のダイナミックヘッドスペース分析や，水中

文
献1) 分析化学，36, 267 ('87).
2) 大気環境学会誌，32, 187 ('97).
3) 分析化学，40, 331 ('91).
4) High Resol. Chromatogr., 21, 471('98).
5) ぶんせき，1990, 62.
6) Anal. Sci., 2, 571 ('86).
7) 大気汚染学会誌，30, 344 ('95).
8) Atmospheric Environ., 119,415 ('15).
9) 環境化学，7, 297 ('97).
10) LCGC, 5, 478 ('98).
11) 環境化学，11, 51 ('01).
12) ibid, 11, 193 ('01).
13)
High Resol. Chromatogr., 14, 83 ('91).
14) Anim. Sci. Technol., 66,
15) J. Sep. Sci., 24, 97 ('01).
16) 分析化学，46, 64
684 ('95).
( '97 ) .
17 ) 工業用水 ， 496, 32 ( '97 ) .
18 ) 分析化学 ， 62, 183('13).
19) 同上，65, 221 ('16).
20) 同上，52, 545 ('03).
22) Chromatography., 37, 9 ('16).
21) J. Sep. Sci., 38, 3891 ('15).

VOC のパージ & トラップ自動分析などへも適用された。パー338

ぶんせき  

2018 年度日本分析化学会 奨励賞受賞者

上

村

真

生

氏

Masao KAMIMURA東京理科大学基礎工学部 講師

1982 年 8 月新潟県に生まれる。2007 年東京理科大学基礎工学部材料工学科卒業，2009 年筑

波大学大学院数理物質科学研究科博士前期課程修了，2012 年同博士後期課程修了。在学中は長崎幸夫教授の指導を受け，「Creation of novel PEGylated bionanoparticles for fluorescencebioimaging and drug delivery」で博士（工学）の学位を得る。2009 年日本学術振興会特別研究員（DC1），2012 年ネブラスカ州立大学博士研究員，2013 年物質・材料研究機構国際ナノアー
キテクトニクス研究拠点博士研究員を経て，2014 年東京理科大学基礎工学部材料工学科助教，
2018 年より現職。現在は，近赤外光バイオイメージングと細胞メカノバイオロジーに関する研究に取り組んでいる。趣味は，アルビレックス新潟現地観戦。

【業

績】

光応答性マテリアルによるバイオ分析法の開発（OTN NIR）光は，優れた組織透過性を示し皮下 2 cm 以上の体内深部に到達する。同君は，世界に先駆けて OTN NIR 蛍
光バイオイメージングに着目し，OTN NIR 領域の蛍光プロー

上村真生君は，生体に対して非侵襲な「光」に注目し，光応

ブ開発を行った4)～10) 。希土類イオンを含有したセラミックス

答性の高分子や無機ナノ粒子などを用いることでさまざまな光

ナノ粒子を利用したマウスの OTN NIR 蛍光イメージングに応答性材料の開発を行ってきた。同君は，開発した光応答性材

世界で初めて成功し4)，臓器や転移癌，血流の様子，核医学イ

料を利用して，細胞や小動物などの生体内外の情報を可視化，

メージングとのマルチモーダル観察などにも展開した5)～7)。ま分析する新しいバイオ分析技術の研究を進めてきた。以下に業た，OTN NIR 蛍光と同時に発生する活性酸素によってがん治

績内容を記す。

療を可能とするプローブを開発し，腫瘍の診断（ Diagnosis ）と治療（ Therapy ）を同時に行う「 Theranostics」技術の応用

1. 細胞集団移動現象を利用した分析技術の開発1)～3)にも成功した8)9) 。さらに，実用性を志向して，体内で代謝排細胞集団移動は，複数の細胞が一つにまとまって移動する現泄可能な有機分子で構成された蛍光プローブの開発にも成功し象で，表皮の再生などの生理現象やがん細胞の浸潤・転移など

た10)。開発した蛍光プローブは，これまで困難であった生体深の病態にも関与するため，その制御機構の解明が望まれる。ま部の生命現象を解析する手法として，生命科学の基礎研究や臨た，細胞移動現象を評価する方法は，生命科学研究における学床診断への応用も期待できる。

術的意義だけでなく，薬物分析などにも応用が期待される重要な技術である。同君は，光解離性高分子をガラスやゲル上に修飾することで光照射に応答して表面の細胞付着性が変化し，細3. 生体内温度計測のための近赤外蛍光温度イメージング技術の開発11)～13)

胞移動を誘導可能な細胞培養基板を開発し，さまざまな薬物ス

蛍光温度イメージングは，蛍光プローブが示す温度依存的なクリーニングや細胞運動の分析に応用した1)～3)。まず，光応答

蛍光特性の変化を利用して，細胞内などの微小領域の温度を計

性表面を市販のガラスボトム 96 ウェルプレート上に構築し，測する新しいバイオ分析技術である。同君は，組織透過性に優

ハイスループットな細胞移動アッセイ系を開発した2)。また，れる OTN NIR 蛍光を示す希土類含有セラミックスナノ粒子

光応答性表面上で細胞の移動を調節する薬剤の影響や，細胞がが，温度依存的な蛍光強度変化を示すことに着目し，微小領域移動する幾何学的空間による薬剤の効果を評価した結果，細胞の温度を計測する技術を開発した11)～13)。温度依存性が異なるの集団移動は薬物濃度だけでなく，細胞が移動する通路の幅に二つの蛍光ピークを OTN NIR 領域に示す希土類含有セラも応答してその移動速度を増減していることを明らかとした。

ミックスナノ粒子を合成し，温度変化に対して蛍光強度が温度以上から，本手法が細胞の微小空間に注目した細胞移動アッセに依存するピークと依存しないピークの強度比が直線的に変化

イに有用であることを示した。また，同君は細胞の足場の弾性することを示し，ナノ粒子近傍の温度を計測することに成功しや細胞間に発生する「力」などを考察する「メカノバイオロジー」

た。本法は，生体内深部の微小領域における温度変化を遠隔的に注目し，弾性を制御したゲル上に光解離性高分子表面を作製に計測できる技術として有用である。

することで，細胞外環境の力学的・幾何学的特性が細胞集団移動に与える影響を解析することを可能にした3) 。この手法に以上のように上村真生君は，光応答性マテリアルを基盤としよって，基質の弾性率と細胞パターンの幾何学的性質を変化さて，多様な革新的バイオ分析技術を開発した。開発した技術

せると，全く異なる細胞集団移動の挙動が見られることが明らは，未知の生命現象を観察し，分析できる可能性を秘めておかとなった。得られた知見は，生体内の弾性が異なる臓器や組り，今後の分析化学研究の発展に大きく寄与することが期待で織におけるさまざまな細胞の動きの分析や，がん転移・浸潤なきる。

どの研究に展開可能である。

2. 波 長 1000 nm を 超 え る 近 赤 外 蛍 光 バ イ オ イ メ ー ジ ング4)～10)マウスなどの小動物の体内に蛍光プローブを導入することで生体内の様子を観察する in vivo 蛍光イメージングは，生命科学の基礎研究で広く用いられている。しかし，可視光線は組織透過性が低いため，可視光の蛍光イメージングによる体内深部の観察は困難である。一方，波長が 1000 nm を越える近赤外
ぶんせき  〔岐阜薬科大学宇野文二〕

文献1) Anal. Sci., 32, 1183 ('16).
2) Phys. Chem. Chem. Phys., 17,14159 ('15).
3) Biomater. Sci., 4, 933 ('16).
4) Nanoscale, 3,5) J. Photopolym. Sci. Technol., 28, 711 ('15).
6) J.
3705 ('11).
Photopolym. Sci. Technol., 29, 525 ('16).
7) JSMI Report, 9, 12 ('16).
9) Theranostics, 8, 1435 ('18).
8) Chem. Lett., 46, 1085 ('17).
10) Polym. J., 49, 799 ('17).
12) J. Mater.
11) J. Photopolym. Sci. Technol., 30, 265 ('17).
Chem. B, 5, 1917 ('17).
13) J. Lumin., 198, 236 ('18).

339

2018 年度日本分析化学会 奨励賞受賞者

東海林

竜

也

氏

Tatsuya SHOJI大阪市立大学大学院理学研究科 講師

1983 年 12 月神奈川県に生まれる。2006 年群馬工業高等専門学校専攻科環境工学専攻修了，2008 年北海道大学大学院理学院化学専攻博士前期課程修了，2011 年同博士後期課程修了。在学中は喜多村曻教授指導の下，「Development of Novel Photon Force based Manipulation
Techniques for Nanoparticles and their Mechanistic Studies by Microspectroscopies.」で博士（理学）を取得。2010 年日本学術振興会特別研究員（DC2），2011 年北海道大学博士研究員，2013 年大阪市立大学博士研究員を経て，2014 年より現職。現在は，新奇光ピンセットの開発と分析化学への応用展開を進めている。趣味は燻製と弁当作り。

【業

績】

ナノ構造体を用いた新奇光捕捉法の開発と展開
東海林竜也君は，光の力学作用である光圧を用いて溶液中のナノ物質を捕捉し，操作する新奇光ピンセットを開発し，その抽出効率向上の重要な因子となる。そこで同君らは，含水率を決定すべく集光レーザー型光ピンセット・顕微ラマン分光法に着目した13)～16)。これを用いて，光ピンセットにより形成した

PNIPAM 集合体のラマン分光情報から，相分離した PNIPAM
中の含水率を決定することに成功した。

分析化学への応用展開を進めてきた。ナノ・マイクロ構造体の光電場増強効果が光圧の増幅にも利用できるという着想を得た

2. 新奇光捕捉法：NASSCA 光ピンセットの開発

同君は，これまでに貴金属ナノ構造の局在表面プラズモンを利同君はプラズモン光ピンセットによるナノ物質の捕捉・操作用し光圧を増幅させ， DNA ，色素ナノ会合体，量子ドットなを実現してきたが，その中でプラズモン励起に伴う熱発生が捕どのナノ物質の効率的な光捕捉に成功し，その特徴を分光分析

捉を阻害することを明らかにした17)～19)。そこで同君は，プラにより解明した1)～7)。その中で，同君らは温度応答性高分子のズモン光ピンセットに代わる熱発生の伴わない新しい光ピン

光捕捉に着目し，捕捉した高分子を用いた微量有機分子の抽セット法を開発した10)。

出・検出法を提案した8)9) 。さらに最近では，シリコンナノ

同君は，表面に無数のナノニードルを有する結晶性シリコン

ニードル構造を利用した次世代の光ピンセット法も開発し基板（ブラックシリコン）に注目した。ブラックシリコン基板

た10)。以下に，同君の主な業績を紹介する。

をポリスチレンナノ粒子分散水溶液に接し，近赤外光を照射す
ると，熱発生を伴うことなくナノ粒子が次々と光捕捉され，二1.

プラズモン増強光圧による高分子ミクロ集合体形成の実

次元的に粒子が基板上に配列することを明らかにした。さらに証と高感度分子検出への展開

照射面積を制御することにより，二次元粒子配列から一次元粒

同君はプラズモン光ピンセットにいち早く着眼し，本手法に子配列への捕捉挙動のスイッチングも見いだし，電磁場解析により捕捉した高分子が形成するミクロ集合体を抽出場として活よる電場増強効果も明らかにした。さらに捕捉粒子の運動解析用した，溶液中の微量有機分子の迅速抽出・高感度検出法を開から捕捉力を精密計測すると，プラズモン光ピンセットよりも発した9)11) 。捕捉対象物である温度応答性高分子ポリ（ N イ

10 倍以上強い捕捉力を発揮することを明らかにした。同君はソプロピルアクリルアミド）（PNIPAM ）は，室温付近では水この次世代の光ピンセットを「Nano Structured Semiconduc-

溶液中に溶けているが，ある温度以上になると高分子鎖が脱水

tor Assisted（NASSCA）光ピンセット」と名付け，分析化学

和を経て互いに凝集する性質（相分離）を示す。この PNIP-

への応用展開を進めている。

AM をプラズモン光ピンセットにより捕捉すると，プラズモン
構造体上にマイクロディスク上の相分離した PNIPAM の分子

以上のように同君は，ナノ構造の導入による増強光圧を光ピ集合体が形成されることを見いだした。このユニークな捕捉挙ンセット研究の新たな切り口とし，プラズモン光ピンセットや動は，プラズモン励起に伴う増強光圧と，プラズモン構造体のNASSCA 光ピンセットなどの手法を開発した。さらにこの手

光熱効果との協奏的作用に起因することを突き止めた8)。この法を用いて，均一溶液から光圧により高分子を捕捉し，形成しPNIPAM ミクロ集合体は脱水和しているため，その内部は疎た集合体を基盤とする新たな分析手法を開発した。これらの研

水的な環境を提供する。そこで同君らは，この疎水性環境を利究成果は，今後の分析化学の発展に大きく貢献すると期待され用し，水溶液中に微量に溶解した有機分子を PNIPAM ミクロる。

集合体内部に抽出し，顕微分光法と組み合わせて検出する分析〔和歌山県環境衛生研究センター脇阪達司〕

手法を開発した9)。同君らは，これまでに本手法を用いて蛍光性色素であるローダミン B ，アシッドレッド 88 ，ピレンなどの抽出・蛍光検出に成功している。さらに，海洋汚染物質として重要な p クロロフェノールなどの非蛍光性有機分子の抽
出・ラマン検出にも成功した。今後，表面増強ラマン散乱や表面増強蛍光法と組み合わせることで，より汎用性に優れた高感度分析手法になると期待される。
また同君は，相分離した PNIPAM 集合体中の含水率を決定する分析手法を開発した12)。先述の分子抽出・検出法では，相分離した PNIPAM の疎水環境，すなわち集合体中の含水率が

340

文
献
1) J. Am. Chem. Soc., 131, 12623 ('09).
2) Anal. Sci., 26, 1241('10).
3) J. Am. Chem. Soc., 135, 6643 ('13).
4) Opt. Exp., 25,
13617 ('17).
5) J. Phys. Chem. Lett., 1, 2327 ('10).
6) J. Phys.
Chem. C, 117, 2500 ('13).
7) Jpn. J. Appl. Phys., 51, 092001 ('12).
9) Anal. Chem., 89, 532
8) J. Phys. Chem. C, 116, 14610 ('12).
('17).
10) Sci. Rep., 7, 12298 ('17).
12) Anal. Chim. Acta, 854, 11811) ぶんせき，2010, 292 ('10).
('15).
13) Jpn. J. Appl. Phys., 46, L1234 ('07).
14) Appl. Surf.
Sci., 255, 9906 ('09).
15) J. Phys. Chem. C, 114, 5589 ('10).
16)
ibid., 117, 10691 ('13).
17) J. Phys. Chem. Lett., 5, 2957 ('14).
18) Opt. Rev., 22, 137 ('15).
19) ぶんせき，2014, 432.

ぶんせき  

2018 年度日本分析化学会 奨励賞受賞者



橋

幸

奈

氏

Yukina TAKAHASHI

エネルギー国際研究所 准教授

九州大学カーボンニュートラル・
1979 年 1 月愛知県に生まれる。2002 年東京大学工学部応用化学科卒業，2004 年同大学大学

院工学系研究科応用化学専攻修士課程修了。 2007 年同博士課程修了。在学中は，水野哲孝教
授，立間「還元および酸化エネルギー貯蔵型光徹助教授（現教授）の指導を受け，2007 年に，触媒の開発」で博士（工学）の学位を得る。2007 年同大学生産技術研究所特任助教。2010 年 8月九州大学大学院工学研究院応用化学部門助教。2017 年 10 月より現職。現在は，金属ナノ粒子の局在表面プラズモン共鳴を利用した，センシングデバイスや光電気化学デバイスの開発に取り組んでいる。趣味は，読書，芸術鑑賞，ボルダリング。

【業

績】

ナノ領域光貯蔵・局在化システムの設計，高性能化と分析科学への展開橋幸奈君は，酸化チタンの光触媒機能にエネルギー貯蔵機なる。また，銀ナノ粒子は化学的安定性が低く容易に酸化溶出が起こることから使用環境が限られていた。そこで同君は，金属酸化物を用いて金属ナノ粒子の耐熱性・耐腐食性を向上させることによって，熱安定性の高い LSPR センサの開発を行った。

能を組み込むことにより，有害有機物の検出や除去が消灯後もまた同君は，形状異方性金属ナノ粒子の安定化にも成功して持続するナノ領域光貯蔵システムを開発した。また，プラズモ

いる。棒状の金ナノ粒子である金ナノロッドや，三角形平板状

ニックナノ粒子の局在表面プラズモン共鳴ナノ空間を解析するの銀ナノ粒子である銀ナノプレートは，アスペクト比等によっとともに，耐熱性や耐薬品性を向上させるための化学修飾を施て可視から近赤外まで自在に共鳴波長などの光学特性を制御でした高性能光局在化システムを開発し，分光センシングへの応きる。特に近赤外の吸収強度は大きく，周囲媒体の屈折率変化

用展開に成功している。これらの研究成果は，微弱な光エネルにも高感度である。しかし，形状異方性金属ナノ粒子は強い光ギーを有効に貯蔵・局在化するという，光を用いる環境計測・

照射や高温条件では不安定で，熱力学的に安定な球状へと変形

分光計測技術を格段に向上させるための新手法を提案するもの

し，特有の光学特性が失われる。そこで同君は，独自の手法でである。以下に，主な研究成果を紹介する。

酸化チタンを被覆することにより耐熱性とともに耐薬品性の向上にも成功した。

1. 酸化エネルギー貯蔵型光触媒1)～3)
酸化チタンは，紫外光照射下で有機物の酸化分解や防汚，抗3. 光アンテナ効果の最適化5)10)～14)

菌・殺菌効果等，種々の優れた光触媒効果を示すが，夜間など

LSPR によって金属ナノ粒子近傍に生じる近接場光は，光電光が当たらない条件下では機能しない。橋君は，酸化チタン

気化学素子の光電流を増幅したり，色素の蛍光強度を増強でき

光触媒に水酸化ニッケル等を貯蔵材料として組み合わせることる。しかし，粒子表面では励起状態のクエンチによる減少効果

により，昼間の余剰なエネルギーを貯蔵して夜間に利用するエも同時に生じる。そこで同君は，各パラメータが粒子表面色素

ネルギー貯蔵型光触媒を開発し，材料や反応およびその機構のの光電流や蛍光の増強効果やクエンチ効果に及ぼす効果を系統分析に成果を挙げた。特に，n 型半導体である酸化チタン光触的に調べることで，金属ナノ粒子と色素の距離や配置に対する媒の酸化エネルギーの貯蔵はこれまで困難とされており，同君依存性を詳しく解析し，クエンチを抑えて増強効果を最大限にの成果が世界で初めての例である点は特筆すべき点である。

引き出す系の開発を行った。

貯蔵した酸化エネルギーによって，消灯後にもホルムアルデ

これらの成果は，LSPR を活用する高感度のセンシングデバ

ヒドやフェノール等の VOC （揮発性有機化合物）の酸化除去

イスへと応用する際に必要不可欠である。たとえば，光電流や反応が進行する。貯蔵材料にイリジウム酸化物を用いれば水の蛍光の検出に基づくセンサデバイスにおいて，LSPR を発現す

酸化も可能である。反応の進行には貯蔵材料の可逆な色変化

る金属ナノ粒子を導入することによって信号増強に基づく高感（フォトクロミズム）を伴うことから，有害物質の除去と同時度化を図る際の重要な指針を提供するものであり，分光計測のに検出にも有効である。

高性能化に極めて重要な成果である。

VOC は，建材や家具などから長期間にわたって微少量放出され続け，シックハウス症候群の原因になり得る。これを酸化

このように，同君が開拓したエネルギー貯蔵型光触媒や分解する効果が日中のみならず夜間にも持続されるシステムは

LSPR を発現する金属ナノ粒子の安定性向上と色素からの信号

画期的であり，快適な生活環境を低コスト・低エネルギーで実増強の最適化に関する技術は，分光分析科学の発展に大きく貢現するための手法として期待される大きな成果である。

献するものであり，分析化学会奨励賞に値するものである。
〔京都大学化学研究所

長谷川 健〕

2. 金属ナノ粒子の安定性向上4)～9)
金属ナノ粒子は光と結合して，局在表面プラズモン共鳴（localized surface plasmon resonance : LSPR）を生じる。金属の種類，粒径，形状等に応じて特定の波長の光と共鳴し，粒子近傍に光を空間的・時間的に局在化させることができる。また，この共鳴波長は周囲媒体の屈折率に応じて変化することか
ら各種センシングデバイスへの応用も期待されている。しかし，ナノ粒子はバルクの金属よりも耐熱性が低く，融点よりも文
献1) Langmuir, 21, 12357 ('05).
2) Phys. Chem. Chem. Phys., 8,2716 ('06).
3) Electrochem., 82, 749 ('14).
4) Nanoscale, 2,5) ibid., 3, 2865 ('11).
6) Appl. Phys. Lett., 99,
1494 ('10).
182110 ('11).
7) 分析化学，63, 551 ('14).
8) Anal. Sci., 29,9) ibid., 32, 275 ('16).
10) Langmuir, 28, 9155 ('12).
101 ('13).
11) Rapid Commun. Photosci., 2, 79 ('13).
12) Appl. Surf. Sci.,
404, 350 ('17).
13) Chem. Lett., 46, 1612 ('17).
14) Nanoscale,8, 8520 ('16).

低い温度で熱融合を起こして粒径が増大し，LSPR を示さなく
ぶんせき  341

2018 年度日本分析化学会 奨励賞受賞者

谷

英

典

氏

Hidenori TANI

国立研究開発法人産業技術総合研究所 主任研究員


1980 年 9 月千葉県に生まれる。2004 年早稲田大学理工学部応用化学科卒業，2006 年同大学

大学院理工学研究科応用化学専攻修士課程修了，2008 年同博士後期課程修了。在学中は常田聡
教授の指導を受け，2008 年に「蛍光消光現象を用いた新規核酸定量手法の開発」で博士（工学）の学位を得る。2007 年日本学術振興会特別研究員，2012 年国立研究開発法人産業技術総合研究所研究員を経て， 2016 年 10 月より現職。現在は，ヒトおよびマウスの ES /iPS 細胞を用いた
化学物質に対する生物応答性能の解明及び非コード RNA に着目した次世代環境センシング技術の開発に取り組んでいる。趣味は，音楽鑑賞と作詞・作曲。

【業

績】

蛍光色素及び修飾核酸を利用した生体分子解析技術の開発とその応用谷

2. 修飾核酸を用いた細胞内 RNA 分解速度測定法の開発
同君は，遺伝子がどのような機能を有し，その転写産物である RNA がどのようなメカニズムで制御されているかについて興味を持ち，近年新たな転写産物として注目を浴びているタン

英典君は，蛍光色素及び修飾核酸を用いて高性能な生体

パク質をコードしない非コード RNA（ncRNA）に着目した。

分子解析技術の開発を行ってきた。同君は，正確性・迅速性・

昨今のゲノム研究及び転写産物の網羅的解析により，ゲノム中

コストパフォーマンスに優れた DNA/ RNA 定量測定法の開発の ncRNA の割合は生物の複雑さに応じて増加することがわ

及びヘリカーゼ活性測定法を開発した。また，正確性・定量性

かっており，生物の複雑さを構築する上で， ncRNA こそが複に優れた哺乳動物細胞における細胞内 RNA 分解速度測定法の雑な生命システムの中核的な役割を果たすことが予想されてい開発に成功し，さらには細胞内 RNA 分解速度を指標とした化る。しかし，いくつかの例外を除いて，ほとんどの ncRNA の学物質の生体影響評価技術を提案するなど，基礎から応用へと機能は未解明のままである。そこで同君は， RNA の分解速度

多岐にわたる研究を展開している。以下に同君の主要な研究業に着目し，従来法よりも正確かつ大規模にヒト細胞内 RNA の績を記す。

分解速度を測定する手法の開発に成功した7)～11) 。本技術では，培養中の細胞をブロモウリジン（BrU）存在下で培養して1.

蛍光消光現象を用いた DNA/RNA 定量測定法の開発

細胞内 RNA のウリジン（U）を BrU に置換させた後，培地か遺伝情報を担う DNA /RNA はすべての生命体において最もら余剰の BrU を取り除いてパルスラベルする。その後，経時基礎となる分子であり，生体試料中の DNA/ RNA を分析する

的に細胞を回収して，それぞれの細胞から全 RNA を抽出した技術は生命科学分野全般において欠かすことのできない重要な

後， BrU でパルスラベルされた RNA を抗 BrU 抗体により回ツールとなっている。しかし，従来の手法には問題点が多いた

収して，次世代シーケンサ等を用いて目的 RNA の減少を測定

め，これを克服する新規定量法が望まれていた。同君はある種する。本技術を用いることにより，タンパク質に翻訳されるの蛍光色素が核酸のグアニン塩基と相互作用することにより蛍メッセンジャー RNA（mRNA）の分解速度がその機能と相関

光が消光する現象（蛍光消光現象）に着目し，蛍光の ON /することを見出した。すなわち，細胞の生存に必須なハウス

OFF を制御することにより，従来法よりも正確性・迅速性・

キーピングタンパク質をコードする mRNA 群は安定な状態でコストパフォーマンスに優れた DNA/ RNA 定量測定法を開発

存在しているが，複雑な生理メカニズムを制御する調節性タン

１ 環境分野：バイオレメディエーション等でした。本技術を，◯

パク質をコードする mRNA 群は，比較的不安定であり分解さ２ 医療分野：ヒトの一塩基重要な細菌群の遺伝子の測定1)～3)，◯

れやすいことを見いだした。さらに， ncRNA についても同様

３ 食品分野：遺伝子組換え作
多型解析等による疾病診断4)5) ，◯であり，ハウスキーピング様の機能を有する ncRNA の分解速

物の混入率の検査6)と幅広い分野に応用展開した。さらに，企度は遅く，調節性 ncRNA の分解は速いという相関を見いだし

業との共同研究を通して，本手法の普及促進と標準化に貢献した。これにより， RNA 分解速度が ncRNA の機能を特定するた。なかでも，同君の特筆すべき発明は Universal QProbe 法

上で非常に有用であるというコンセプトを世界で初めて提唱しの開発である5) 。本手法では， DNA のグアニン塩基に近づくた7)。

と消光する蛍光色素を有する蛍光プローブ（Universal QProbe）と，蛍光色素を有しないジョイント DNA プローブの 2 種類の以上のように，谷英典君は独創的な生体分子解析技術の開発

側
DNA プローブを用いる。ジョイント DNA プローブは， 5 ′に関する研究に取り組み，生体・環境分析において多くの研究

側 に Universalに標的遺伝子に相補的な配列を有し，3′

成果をあげている。これらの研究成果は，今後の分析化学の発

QProbe と相補的な配列を有している。 Universal QProbe と展に大きく寄与するものである。

ジョイント DNA プローブは複合体を形成し，さらに標的遺伝〔東京大学大学院薬学系研究科

船津高志〕

子配列に結合すると蛍光色素が消光する。この蛍光消光率をもとに標的遺伝子量を算出することができる。本手法では，複数の標的遺伝子に応じて設計・合成が必要となるのはジョイント

DNA プローブのみであり，蛍光プローブは共通の 1 種類のみで良い。従って，蛍光プローブをあらかじめ大量に合成・保存
しておくことが可能となるため，既存の蛍光プローブ法と比較して，時間とコストの大幅な削減を実現した。

342

文
献
1) Anal. Chem., 79, 974 ('07).
2) ibid., 79, 5608 ('07).
3)
Mol. Cell Probes., 24, 131 ('10).
4) Anal. Chim. Acta, 608, 211 ('08).
6) J. Agric. Food Chem., 53, 2535
5) Anal. Chem., 81, 5678 ('09).
('05).
7) Genome Res., 22, 947 ('12).
8) RNA Biol., 9, 1370('12).
9) Methods, 67, 55 ('14).
10) Methods Mol. Biol., 1262,
305 ('15).
11) PLoS One, 12, e0181628 ('17).

ぶんせき  

2018 年度日本分析化学会 先端分析技術賞 JAIMA 機器開発賞受賞者

清

水

禎

氏

Tadashi SHIMIZU
物質・材料研究機構 ステーション長




端

健 二 郎

氏

Kenjiro HASHI
物質・材料研究機構 主幹研究員




大

木

忍

清水

禎氏

端 健二郎氏

大木

忍氏

穴井孝弘氏

氏

Shinobu OHKI

物質・材料研究機構 主幹エンジニア




穴

井

孝

弘

氏

Takahiro ANAIJEOL RESONANCE 社長1959 年千葉県生まれ。 1987 年東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士課程修了。1987 年東京大学物性研究所助手。1990 年金属材料技術研究所研究員。2001 年物質・材料研究機構強磁場 NMR グループリーダー。2013 年より現職。平成 28 年度文部科学大臣表彰科学技術賞（開発部門）を受賞。

【業

績】

Bi 系高温超伝導体を用いた世界初の超 1 G Hz NMR

装置の開発
NMR（核磁気共鳴）装置はタンパク質などの生体高分子，
有機化学，材料研究など広い分野で使用されており，特に新薬創製に貢献すると期待されている分析装置の一つである。薬剤や材料の開発を加速するには NMR 装置の更なる性能向上が必要である。NMR 装置において特に重要な指標は磁場強度である。例えば，磁場強度が 1 割増えれば分析可能なタンパク質の種類が約 1 割増えると考えられていることなどから， 50 年
以上にわたり世界最高磁場を目指した開発競争が日米欧で不断無く行われてきた。特に高温超伝導体を NMR 磁石に実用化するための研究開発は，ここ 25 年以上にわたり世界中で最先端の技術競争として成否が注目されていた。
清水 禎氏らは Bi 系酸化物超伝導体を NMR 磁石に用いることによって，従来の金属系超伝導技術では超えられない壁であった 1 GHz（23.5 T）の限界を超えることに世界で初めて成１ 脆性な酸化物である Bi 系超伝導体の功した。具体的には，◯
２
特性劣化を防止した歪に強い線材と巻線技術を開発した。◯
NMR に必要な高い磁場安定度の実現は不可欠であり，電流変動が極めて小さい安定化電源を開発し，電源駆動運転において
３ 磁場補正技術を開発し酸化物
も高い磁場安定度を達成した。◯
超伝導体の超伝導磁石においても高い磁場均一度を達成した。
４ 膜タンパク質を初めとして強磁場 NMR の特徴を活かした物◯
５ 2015 16 年の質等の分析を行いその有用性を実証した。◯
Journal of Magnetic Resonance 誌の年間優秀論文賞を 2 年連続で受賞する等学術的にも高い評価を受けている。以下開発の動機を含め業績を記す。
従来の NMR 磁石は金属系超伝導体で作った線材を多層コイ
ル構造に巻いて作られている。現在実用化されている金属系超伝導体は 2 種類あり，ニオブチタン（ NbTi ）という合金系の超伝導体と，ニオブ 3 スズ（Nb3Sn）という化合物系の超伝導体である。これらの金属系超伝導体は到達できる最高磁場に技術的な限界があり， 900 MHz 以上で限界領域となり， 1000
MHz が上限であると考えられている。実際，NIMS と神戸製鋼が開発した 920 MHz （ 2001 年）と 930 MHz （ 2004 年）およびドイツが開発した 1000 MHz （ 2009 年）などが金属系超伝導体の限界領域に到達した開発例である。
ぶんせき 
 

従来技術の最大の問題点は 1000 MHz（23.5 T）という磁場限界を超えることができなかったことである。これを超えるには，金属系超伝導体に代えて，酸化物の一種である高温超伝導体を用いることが唯一の解決方法であることが当初から分かっていた。高温超伝導体を用いれば 1500 MHz も不可能ではな
いと考えられているが，酸化物であるため脆い性質があり，また線材の接続部分も超伝導となる超伝導接続の技術がなく，従って永久電流による高安定な磁石運転（永久電流運転）が不可能である等，酸化物超伝導体に特有の技術的困難があった。
そのため酸化物超伝導体発見（1986 年）から 20 年以上が経っても NMR 磁石への応用は誰も実現できずにいた。
そのような中，清水氏らは以下の三つの技術開発に成功した。
１ 脆性な酸化物である Bi 系高温超伝導体の特性劣化を防止し◯た歪に強い線材と巻線技術を開発し，精密な NMR 磁石を開２ 酸化物超伝導体では永久電流運転の技術を利発，製作した。◯
用できないが，NMR に必要な高い磁場安定度の実現は不可欠である。この課題を解消するために，電流変動が極めて小さい
安定化電源を開発し，電源駆動運転においても高い磁場安定度
３ 磁場補正技術を開発し酸化物超伝導体の電磁石を達成した。◯
においても高い磁場均一度を達成した。以上の様々な新規技術と装置を開発した結果，世界で初めて高温超伝導体を用いた
NMR 磁石を開発した。また，その磁石を用いた装置で，世界最高磁場となる 1020 MHz の磁場の発生および NMR 測定に成功した。膜タンパク質を初めとして強磁場 NMR の特徴を活かした物質等の分析を行いその有用性を実証した。測定結果か
ら本装置は従来装置よりも性能が著しく向上していることが実証できた。
以上，清水氏らの開発した超高磁場 NMR は，構造生物学，
分析化学，材料工学などの諸分野に大きく貢献することが期待される。従来の創薬等の分野に加えて，有害物質の環境分野への展開等の社会的貢献も期待される。経済的波及効果としては，
NMR 機器の現在の世界市場規模は 1,500 億円/年でありかつ年率 6.8％ の伸び率を示している。また，NMR と同一原理で機能する医療用 MRI は 6,500 億円/年，伸び率 5.0％ と大きな市場となっており，本開発成果の展開が期待される。NMR は
超伝導応用技術の中で最も精密な性能が要求される装置である
ことから，本開発で培われた技術は， MRI 等の計測を超え，核融合，リニアモーターカー，超伝導送電線などへの展開が期待できる。
〔東北大学大学院環境科学研究科 壹岐伸彦〕
文献1) J. Magnetic Resonance, 256, 30 ('15).
('16).

2) Chem. Lett., 45, 209343

2018 年度日本分析化学会 先端分析技術賞 JAIMA 機器開発賞受賞者

鈴

江

崇

彦

氏

Takahiko SUZUE技術部技術課課長補佐



株 環境大気自動計測器開発グループ
紀本電子工業

北

山

紗

織

氏

Saori KITAYAMA技術部技術課主任



株 環境大気自動計測器開発グループ
紀本電子工業

村

田

周

司

鈴江崇彦氏

北山紗織氏

村田周司氏

谷口

氏

Shuji MURATA技術部技術課係長



株 環境大気自動計測器開発グループ
紀本電子工業

谷

口

悟

氏

Satoru TANIGUCHI技術部技術課課長



株 環境大気自動計測器開発グループ
紀本電子工業1971 年大阪府生まれ。1996 年大阪府立大学工学部卒業，2001 年大阪府立大学工学研究科博士後期課程単位取得退学。2001 年 4 月紀本電子工業入社。 2002 年「大気中における無機反応性窒素酸化物の測定」
として博士（工学）を取得。紀本電子工業入社後は，大気及び海洋の自動分析計測器の開発に従事，現在に至る。

【業

績】

ドリフトフリー環境大気自動計測器の開発
紀本電子工業環境大気自動計測器開発グループ鈴江氏，北山氏，村田氏，谷口氏が勤務する紀本電子工業株式会社は，大気汚染連続測定器の開発に半世紀以上携わってきたメーカーである。今回の受賞対象となったドリフトフリー環境大気自動計測器は，同社の長年にわたって蓄積してきたノウハウと鈴江氏らの独自な設計思想や設計技術の融合により開発されたものといえる。鈴江氏らが開発した自動計測器は，これまでの環境大気
自動計測器がもっていた環境要因による測定値のドリフト問題
や校正時の長時間の欠測問題を解決し，精度の高い環境大気汚染連続自動測定を可能にした。以下，鈴江氏らの業績について紹介する。

1. ドリフトフリー機能搭載環境大気自動計測器の開発
環境大気自動計測器は連続計測器としての特性上，24 時間，
365 日，精度良く計測することが求められている。そのために環境省が主体となってまとめている環境大気常時監視マニュア
ルにおいて，ゼロ校正は 1 週間ごと，スパン校正は 2 週間～1
ヶ月に一度の頻度で行われることが望ましいとされている。これら環境大気自動計測器のゼロドリフト，スパンドリフトの主たる原因は気温，気圧，湿度などの環境要因によるものと推定されるが，実際の大気測定では，刻一刻変化する環境要因の日内変動によるドリフトを除去することは難しく，また，通常の校正作業を行うためには，1 時間以上の欠測を避けることも不可能であった。そこで鈴江氏らは，より高い精度を確保するた
めに，湿度などの影響を除き，気温・気圧による変動の自動補正を行い，併せて連続的に校正を行いながら実大気測定が可能な「ドリフトフリ一機能」を搭載した環境大気自動計測器を開発した。
NOx 計， SO2 計については試料大気測定シーケンス間に数十秒以下のサイクルでゼロガスとスパンガスを交互に導入することで，気温，気圧，湿度によるドリフトを補償し，校正時刻に依存しない，かつ欠測なしに計測することが可能となった1)。
03 計では，測定原理に紫外吸収法を採用しているため気温・気圧によるスパン値の変動の補正を行うとともに除湿機能を搭載することで湿度影響を除いている。併せて，共存物質による妨害を防ぐために用いられているオゾン分解触媒の効率を自動診断する機構（オゾンスクラバーチェッカー）を付加している。
これらの改良の結果，従来のガス状大気汚染物質の環境常時観測機器では 1 ppb 単位でのデータしか得られなかったのに対し，開発した機器では 1 時間平均値において 1 桁高い 0.1 ppbの分解能での測定が可能となった。
344

悟氏

ま た ， 大 気 中 エ ア ロ ゾ ル 計 測 器 で あ る PM2.5 計 お よ び
SPM 計では，捕集するフィルター材質をガス吸着や湿度影響のないフッ素樹脂製のものにするとともに，温湿度・気圧をリ
アルタイムに計測し補正を行い環境要因による変動を最小限にすることで，従来は 1 日平均値でしか測定できなかったもの
を 1 時間ごとに精度よく測定することに成功した。さらに，これらの高感度化と合わせて 2012 年冬季以来の中国での異常な高濃度現象時においても測定が可能となるように，フィルターの自動交換機能を備えたものとしている。

2. PM2.5 生成にかかわる大気物質自動計測器の開発
上記の環境基準項目の計測に加え，近年の中国を含めた東ア
ジアの冬期 PM2.5 高濃度現象の原因解明のために，新たに世界初の試みとして， 2015 年に大気中硝酸ガス濃度計測に着目し た 反 応 性 窒 素 酸 化 物 自 動 計 測 器 （ NOy 計 ）， 2016 年 にPM2.5 中の元素状炭素成分と有機炭素成分を光学的に定量する有機エアロゾル自動計測器（ EC ・ OC 計)2) ，大気中ガス状
揮発性有機化合物の連続計測可能とする揮発性有機化合物自動計測器（VOC 計)3)の 3 機種を開発リリースした。NOy 計については， NOx 計と同様のゼロドリフトを除去する機能を採用することで，大気中硝酸ガス濃度を含む反応性窒素酸化物の安定した計測を可能としている。 EC ・ OC 計は，テープ状のフィルター上に捕集されたエアロゾルに異なる波長の光を照射し，その透過光と散乱光の変化を測定することで，元素状炭素
成分と有機炭素成分を非破壊で定量する計測器である。また，
PM2.5 計と SPM 計と同様のフィルター自動交換機能を採用することで高濃度現象に対応している。 VOC 計は充填剤入り
カラムに大気圧での沸点約 50°
C 以上の揮発性有機化合物を選
択的に捕集し，濃縮した後，カラムよりパージした揮発性有機化合物を二酸化炭素に変換し計測している。このことで，従来の非メタン炭化水素計で用いられている水素炎イオン化検出器
では検出されにくかった含酸素有機化合物も高感度に検出できるようになった。さらに，二酸化炭素に変換した計測と，二酸化炭素に変換しない計測を交互に行うことにより，計測器全体のドリフトを除去することで，従来の非メタン炭化水素計に比べ 1 桁以上の計測精度向上を達成した。これらの自動計測器の対象物質は，現行の環境大気常時監視マニュアルにはない測
定項目ではあるが，近年の PM2.5 高濃度現象解明への情報を得るために大いに寄与するものと思われる。
以上のように鈴江氏らの開発した計測器は，上記の計測精度の向上とメンテナンスを含めた取り扱いの簡便さにより，大気環境観測や研究のため，全国の自治体および大学・研究機関で広く使用されている。今後，国内にとどまらず，国外に対しても販路を広げることにより，より正確な環境大気汚染連続自動観測に大いに貢献すると同時に，近年の新たな大気環境の課題解明に貢献できるものと期待される。
〔茨城大学理学部 大橋 朗〕

1 ) 特 許 第 5084395,
002127 号

文献2 ) 特 願 2015 039568,

3 ) 特 願 2016 

ぶんせき  

2018 度日本分析化学会 先端分析技術賞 CERI 評価技術賞受賞者

鈴

木

彌生子

氏

Yaeko SUZUKI



国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 食品研究部門食品分析研究領域 信頼性評価ユニット
2008 年首都大学東京大学院理学研究科化学専攻博士課程修了，博士（理学）の学位取得。
2006 年日本学術振興会特別研究員， 2008 年首都大学東京都市教養学部理工学系特任研究員，2009 年日本認証サービス株式会社分析事業部同位体分析グループ

グループ長。2010 年独立行

政法人農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）食品総合研究所研究員，2016年国立研究開発法人農研機構食品研究部門に名前が変更となり，現在に至る。2006 年より，軽元素の安定同位体比分析による農産物や加工食品の産地判別技術を開発。2010 年より，安定同位体比分析と微量元素分析など複数の分析技術を組み合わせた産地判別の高精度化に関する研究開発を行っている。趣味は甘味食べ歩き。

【業

績】

安定同位体比および微量元素分析による食品の産地判別技術の開発鈴木彌生子君は，安定同位体比や微量元素組成を中心に複数の分析技術を組み合わせ，日本で流通する食品の産地判別技術の開発に取り組んでいる。民間企業での経験を有し，産官学のネットワークを活用しながら実用化に向けた研究開発を行っている。とくに食品表示の監視業務へ応用すべく，公的検査機関
独 農林水産消費安全技術センター（ FAMIC ）と研究開である
発を行っている点は重要である。また，安定同位体比分析の妥当性についても言及し，正しい技術の普及に尽力している。

1. 安定同位体比と微量元素組成の組み合わせによる農林水産物の産地判別技術の高精度化と加工食品への応用
軽元素の安定同位体比は，生育環境（温度，湿度，緯度，高度，餌，肥料など）を反映し，植物中の微量元素組成は，地学的な特性による土壌中の微量元素組成の違いを反映する。よって，安定同位体比や微量元素組成を統計解析することにより，農林水産物の産地判別を行うことが可能となる。鈴木氏は，コメ，牛肉，リンゴ，ワカメなど様々な農林水産物への応用を検証している1)～8)。例えば，青森県・長野県および中国産リンゴの安定同位体比および微量元素組成を分析した。炭素・酸素同位体比のみでは，国産と中国産の判別の可能性が見られたが，青森県産と長野県産に有意な差は見られな かった。 9 元素
（Mg, Mn, Zn, Fe, Cu, Mo, As, Cd, Tl）の微量元素濃度を分析
し，炭素・酸素同位体比と組み合わせて判別分析を行った結果，安定同位体比のみの結果よりも判別精度が向上し，さらに青森県産と長野県産も判別の可能性が示された。複数の手法の組み合わせが産地判別の精度向上において重要であることが明確化した4)。
一部の加工食品のみ義務付けられていた原材料の産地表示が
平成 29 年 9 月からすべての加工食品に拡大された。しかし，最先端を行く EU においても，加工食品の産地判別に関する研究報告は極めて少ない。加工食品は，原料と比べて加工工程
や調味料・副原料といった要素が加わるため，産地判別技術の開発は非常に難しい。鈴木氏は，食品の主要成分の骨格を形成する元素である炭素や酸素は，加工工程による影響が少ないことに着目し，軽元素の安定同位体比による加工食品の産地判別技術を積極的に開発している。ウナギの蒲焼は，筋肉組織を蒸留水や有機溶媒で洗浄することで，調味料などの影響を除去することで，国産と輸入の産地判別の可能性を示した5)6) 。また，加工工程での元素の流出・流入による影響が懸念される微量元素について，産地間差の小さい元素に対する濃度比を求めて解析することで，加工工程の影響を低減する方法を検証した。民間企業と共同研究を行い，原藻わかめ・湯通し塩蔵わかめおよび乾わかめを実際の工場から入手し， Sr 濃度に対する10 元素濃度（Mg, P, Ca, Mn, Fe, Zn, As, Rb, Cd, Ba）の常用対数を取った数値を用いることで，加工度によらず，わかめ加
ぶんせき 
 

工品の産地判別が可能であることを示した7)。

2. 安定同位体比分析の妥当性確認のための試験所間比較共同実験の実施
軽元素の安定同位体比分析は，社会的な需要の高まりから，
様々な大学・企業・研究機関で使われるようになってきたが，妥当性確認が不十分なことが問題視されている。従来法である
同位体比質量分析計を用いた分析法は，測定条件や標準物質による測定値の補正方法が測定値の信頼性に影響を及ぼすため，技術面で豊富な経験が求められる。とくに，地理的要因を内包する酸素同位体比については留意すべき点が多い。酸素同位体比の測定では，熱分解過程において酸素分が一酸化炭素（CO）
ガスに変換されるが，窒素分も窒素（N2）ガスに変換される。
CO ガスは m/z が 28 であり，N2 ガスも m/z が 28 であるため，
CO ガスと N2 ガスの分離が数値に影響を及ぼす8)。そこで，海洋研究開発機構，総合地球環境学研究所，表示・起源分析技術
研究懇談会と連携し，化学試薬を用いた試験所間比較を実施
し，分析技術の問題究明とともに，標準物質の整備や正しい技術の普及を目指している。
2012 年に化学試薬を用いた炭素・窒素および酸素同位体比の試験所間比較を実施した9)。酸素同位体比においては，窒素を含む化合物で最も大きな室間差があることが分かった。 CO
ガスと N2 ガスの分離が影響したものと考えられ，標準物質・標準分析法の整備を早急に行う必要性が試験所間比較の実施により明確化した。また，国際原子力機関（IAEA）の支援によるアジアにおける食品の安全性・信頼性に関する分析技術開発
プロジェクト（RAS5062・RAS5081）に参加しており，2015
年に米粉を用いて実施した試験所間比較では，アジア諸国からも参加を募った。米粉の窒素同位体比の室間差は化学試薬に比べて大きかった。安定同位体比はピーク強度が数値へ及ぼす影
響が大きく，米粉は窒素含有量が低いことが要因と考えられ，
ピーク強度に注意した測定を行うことを参加者に促した。
以上より，学術的な研究だけではなく，実用化を視野に入れた研究を進め，かつ，分析法の妥当性についても言及し，正し
い技術の普及を進めている点は評価に値する。また，加工食品の原料原産地表示の品目拡大がなされる中，加工食品の産地判別技術の開発も展開中である。食品の産地判別技術の開発は，消費者や業界へ与える影響が大きいことから，今後も産官学で連携し，分析法や解析法の妥当性を考慮した技術開発が進められることが期待される。
〔産業技術総合研究所 津越敬寿〕
文献1) Food Chem., 109, 470 ('08).
2) Anal. Chim. Acta., 618, 148('08).
3) Anal. Sci., 29, 143 ('13).
4) Compr. Anal. Chem., 60,
461 ( '13 ) .
5 ) 分 析 化 学 ， 58, 1067 ( '09 ) .
6 ) 同 上 ， 63, 275( '14 ) .
7 ) 日本水産学会誌， 84, 94 ( '18 ) .
8 ) Res. Org. Geochem., 26, 31 ('10).
9) 分析化学，61, 805 ('12).

345

2018 年度日本分析化学会 女性 Analyst 賞受賞者

佐

藤

しのぶ

氏

Shinobu SATO



准教授



九州工業大学大学院工学研究院物質工学研究系
1977 年 12 月福岡県田川市に生まれる。2000 年九州大学工学部卒業，2005 年九州大学大学院

工学府博士課程修了。同年「新規ナフタレンジイミド誘導体を利用した電気化学的遺伝子検出法」
により博士（工学）。2002 年日本学術振興会特別研究員（DC1），2005 年同会特別研究員（PD）
を経て，2008 年に九州工業大学バイオマイクロセシング技術研究センター助教，2011 年同大工学研究院物質工学研究系助教，2012 年同准教授。2012 年日本分析化学会奨励賞受賞。現在は，
ホストゲスト錯体を利用したバイオセンシング技術の構築に取り組んでいる。趣味は，娘（1歳）と夫とソフトバンクホークスを応援すること。

【業

績】

値化できるため，阻害剤の影響を伸長量で判断することができ分子認識を利用した電気化学的バイオセンサの構築
佐藤しのぶ君は疾病に関連する遺伝子変異や酵素を検出するためにホストゲスト相互作用を利用した電気化学的遺伝子検る。これによって，従来法では困難であったテロメラーゼによる阻害メカニズムの解明を実現した。本手法はテロメラーゼをターゲットにした薬剤スクリーニングに展開できると期待される。

出法を発展させ，遺伝子の異常メチル化やテロメラーゼの高感度検出法を確立し，これを臨床サンプルへと応用し実証試験を行い，新たな癌診断法となりうることを提案した。以下に，同君の主要な研究業績を記す。

2. 電気化学的遺伝子検出を利用した遺伝子の異常メチル化
検出の試み
テロメラーゼの触媒活性因子である hTERT 遺伝子の異常
メチル化によって，テロメラーゼが発現することが知られてい1.

テロメラーゼをマーカーとした癌診断システム（ECTA）る。そこで，hTERT 遺伝子の異常メチル化を電気化学的ハイの構築

ブリダイゼーションアッセイ法で検出することで，前がん病変

テロメラーゼはがんで特異的に発現しているタンパク質であるが， RNA 蛋白質であるため，非常に不安定である。また，からがんへの変異を迅速にとらえることができるのではないかということが検討された4)。

既存のテロメラーゼ活性測定法は DNA を増幅する PCR が必

検出指示薬として， 2 本鎖 DNA に選択的に結合する FND須であるが，臨床サンプル中の夾雑物の影響により，DNA がが設計・合成された。検出方法は，以下のとおりである。メチ

増幅されず，正しく評価できないことがあった。佐藤君はル化遺伝子に相補的な遺伝子（ 24 塩基）を金電極表面に固定

DNA チップを用いて，わずか 30 分でテロメラーゼ活性を評化した DNA チップを調整する。このチップに，前処理された

価するシステムを構築した。テロメラーゼが存在すると，チッ

口腔がん，白板症（前がん病変），健常者由来の臨床サンプル

プ上の DNA が伸長され，伸長された DNA が 4 本鎖 DNA 構を作用させた。この処理前後で電気化学測定を行い，電流増加

造を形成する。さらに，4 本鎖 DNA を認識し，電気化学シグ率を評価した。その結果から，メチル化頻度の高い DNA をとナルを示すフェロセン化ナフタレンジイミド（ FND ）を開発

らえる M4, M4′, M5 プローブ固定化電極での応答の和で評価した1)。九州歯科大学との連携により，これによる口腔がんのしたところ，がん，白板症，健常者で，箱ひげ図の中央値としスクリーニングを達成した2) 電気化学システムでは， PCR をてそれぞれ 150 ， 90 ， 50 ％ の電流増加率の和が得られた。こ行うことなく，電極近傍の反応変化を観察できるため，夾雑物

れらは，統計解析によりそれぞれ異なる分布をすることが示さの影響を受けることなく，テロメラーゼを迅速かつ高感度に検れた。本システムの感度，特異度を算出したところ，それぞれ出することができる。がんでは 30％ 以上の電流増加を示した

95， 90％ となった。遺伝子のメチル化は，がんの予後診断にが，健常者での電流増加は 20％ 以下であった。本システムでも利用できると期待されていることから，本手法により早期発は閾値を ROC 解析によって設定し，感度，特異度を算出した

見だけでなく，予後診断にも利用できると期待される。

ところ，それぞれ 93，86％ であった。また，口腔がんの進行度別に評価したところ，腫瘍サイズ 2 cm 以下の Stage I, II でこのように佐藤しのぶ君は，臨床診断水準の酵素および遺伝は 100 ％， 2 cm 以上の Stage III, IV では 95 ％ でがんと判定

子の分析方法を確立した。特にがん癌診断において提案されたすることができた。本結果からも， ECTA は，口腔がんの初方法は医用応用を目指したバイオ分析化学の発展に寄与すると期スクリーニングに適している。

ころが大きい。

本システムに関しては，抗癌剤スクリーニングシステムへ〔東京電機大学工学部

保倉明子〕も展開された3) 。指示薬として， FND ではなく，ヘキサアン
ミンルテニウム錯体が用いられた。この指示薬とクロノクーロ
メトリー測定を利用することで，電極上の DNA 量を定量化することができる。本手法では，テロメラーゼによる伸長量を数

346

文
献
1) Anal. Chem., 77, 7304 ('05).
2) Clin. Chem., 59, 289 ('13).
3) Anal. Chem., 83, 7290 ('11).
4) 分析化学，66, 437 ('17).

ぶんせき  

2018 年度日本分析化学会 女性 Analyst 賞受賞者

津

村

ゆかり

氏

Yukari TSUMURA
近畿厚生局麻薬取締部 鑑定課長


岐阜県出身。1985 年京都大学薬学部薬学科卒業，1987 年京都大学大学院薬学研究科修士課程修了。1987 年に国立衛生試験所大阪支所技官に就任後，国立衛生試験所が国立医薬品食品衛生研究所に改組され，国立医薬品食品衛生研究所大阪支所主任研究官を経て，2003 年に近畿厚生局麻薬取締部鑑定官，近畿厚生局麻薬取締部神戸分室鑑定官，近畿厚生局麻薬取締部鑑定官及び四国厚生支局麻薬取締部鑑定官を歴任，2015 年東海北陸厚生局麻薬取締部鑑定課長，2016 年より近畿厚生局麻薬取締部鑑定課長（現職）。1994 年に「農産物の貯蔵及び加工過程における収穫後使用農薬の消長に関する研究」で社団法人日本食品衛生学会奨励賞受賞。京都大学より博士（薬学）の学位を授与。

【業

績】

危険ドラッグ・残留農薬等健康安全に関わる分析技術の開発と分析化学の応用・普及への取り組み
津村氏は大学院修士課程を終了後，基礎研究よりも社会とのつながりが見えやすい仕事をしたいとの思いから厚生省（当時）の研究職を志望された。 1987 年から 2003 年までの 16 年間にわたり，国立医薬品食品衛生研究所（国立衛研，旧・国立衛生試験所）大阪支所で，残留農薬，食品汚染物，食品添加物等の分析法開発や実態調査研究を行った。 1990 年代前半に収穫後使用農薬が問題になると，収穫後のばれいしょ，かんきつ類等に散布された農薬が洗浄や加工によってどのように変化するか研究した。その成果によって日本食品衛生学会の奨励賞を授与された。また，残留農薬とその反応物の同時分析法の開発及び応用研究によって京都大学より博士（薬学）を授与されている。
津村氏はプラスチックの可塑剤であるフタル酸エステル類の各種食品中濃度を調査する過程で，特定の食品に高濃度のフタ
ル酸ジエチルへキシルが含有されていることを発見した。食品加工施設への立ち入り調査や検証実験を通じて，ポリ塩化ビニル（ PVC ）製使い捨て手袋及びホースが汚染源であることを解明した。この研究結果を受け，厚生省の審議会による検討を経て PVC 製品の食品への使用は規制された。
国立衛研大阪支所の廃止に伴い津村氏は 2003 年に近畿厚生局麻薬取締部に異動し，現在までの約 15 年間，麻薬，覚せい剤，大麻，危険ドラッグ等の鑑定業務に従事されている。津村氏は新規薬物の鑑定法を検討して日々の鑑定を進めるとともに，解説の執筆や講演を通じて危険ドラッグ等の乱用薬物に関する知識を広めることに貢献した。また，コカインの簡易試験の正確さを向上させる研究，違法に栽培される大麻草中の精神作用成分濃度の実態調査等を行った。さらに国連の専門家委員会に参画してデートレイプドラッグの鑑定法ガイドライン策定に関わられた。
上記の研究及び鑑定業務の傍ら，津村氏は「図解入門 よくわかる最新分析化学の基本と仕組み｣1)2)を執筆した。この書籍
は化学分析実務全般の解説書で，初版は 10 刷，21,500 部を数え，第 2 版も 4 刷となっている。また，異分野の分析化学者 3名と共に分析化学をテーマとする読み物「すべて分析化学者がお見通しです！ ―薬物から環境まで微量でも検出するスゴ腕の化学者｣3) を上梓し，一般の読者に分析化学の面白さを伝えた。
上記のとおり津村氏は健康・安全に関わる分野において分析
化学の進展に寄与するだけでなく，広く学生，社会人，異分野の専門家等に分析化学の意義や魅力を伝えることに大いに貢献されている。以下に主な業績の概要を記す。

1. 食品中の残留農薬分析法開発及び応用研究
津村氏は国立衛研において残留農薬の分析法開発，市販品の残留実態調査，農産物中の残留農薬の挙動等に関する研究を行った。多種類の農薬と共にそれらの分解物を同時に分析する方法を開発した。収穫後使用農薬が問題となったのを受け，津村氏は収穫後のばれいしょ，かんきつ類，さくらんぼ，そば，
玄米に散布された農薬が洗浄や加工・調理によってどのように変化するか研究した。その成果によって 1994 年に社団法人
ぶんせき  （現・公益社団法人）日本食品衛生学会の奨励賞を授与された4)。また，残留農薬とその反応物の同時分析法の開発及び応用研究によって 1996 年に京都大学より博士（薬学）を授与された5) 。さらに，「食品衛生検査指針 残留農薬編」等の専門書の分担執筆を行った。

2. 食品中のフタル酸エステル類の濃度調査及び高濃度汚染の原因究明
津村氏は厚生省の研究班の一員としてフタル酸エステル類の各種食品中濃度を調査し，市販弁当及びレトルトベビーフードに高濃度のフタル酸ジエチルへキシルが含有されていることを発見した。市販弁当加工施設への立ち入り調査を実施した結果，
PVC 製使い捨て手袋が汚染源である疑いが強まった。PVC 製
手袋を各種食品に接触させる検証実験の結果，油性食品に対して高濃度のフタル酸エステル類の移行が起こり，消毒用エタ
ノールを併用すると油性食品以外でも移行が起こることが判明した。厚生省の審議会による検討を経て PVC 製手袋の食品への使用は禁止され，この措置の後は高濃度のフタル酸エステル
類は検出されなくなった。また，ベビーフードについては業界との連携で製造装置の PVC 製ホースが汚染源であることを究明した。厚生省によって PVC 製ホースの油性食品への使用も禁止された。
3. 乱用薬物の鑑定法開発及び応用研究
津村氏は新規危険ドラッグの鑑定法を検討して日々の鑑定業務を行うとともに，その危険性や分析法に関する解説の執筆及び講演を行い，危険ドラッグをはじめとする乱用薬物と分析化学に関する知識を広めることに貢献した。現場において捜査官が行う簡易試験の中でコカインを対象とする Scott 試験は誤判定が起こりやすいとされるが，津村氏は偽陽性・偽陰性が起こる条件を詳細に検討して正確な結果が導かれる条件を示した。
また違法に栽培される大麻草中の精神作用成分の濃度が高まっていることが国連において問題になったことを受け，裁判終了後の証拠品の大麻の実態調査を行い，日本においても濃度が高まっていることを明らかにした。デートレイプドラッグに関して，被害者が摂取した飲料，被害者の尿・血液または毛髪等から g ヒドロキシ酪酸（麻薬）やベンゾジアゼピン類（向精神薬）等を検出することが犯罪の有力な証拠となるため，証拠品の収集や分析法に関する国連ガイドラインを作成することになった。津村氏は麻薬・向精神薬分析の専門家として 2011 年にウィーンで開催された国連の専門家委員会に参画し，日本の法規制や生体試料の分析法に関する情報を提供し，また分析法に関する意見を述べて，ガイドラインの策定に貢献した。
〔神奈川大学理学部 西本右子〕
文献1 )“図解入門よくわかる最新分析化学の基本と仕組み”，（秀和システム）（'09).
2)“図解入門よくわかる最新分析化学の基本と仕組み
第 2 版”，（秀和システム），（ 2016 ) .
3 )“すべて分析化学者がお見通しです！ ―薬物から環境まで微量でも検出するスゴ腕の化学者”，（技術評論社），（2011).
4) 日本食品衛生学会奨励賞「農産物の貯蔵及び加工過程における収穫後使用農薬の消長に関する研究」（日本食品衛生学会第 67 回学術講演会， 1994 年 5 月 12 日) .
5 ) ｢残留農薬とその反応物の同時分析法の開発及び応用研究」（学位論文，京都大学，
1996).

347