RHC-011-070404-3

湿度自動制御器ドライフォグコントローラ
形式：RHC-011

取扱説明書

このたびは、「霧のいけうち」の湿度自動制御器（ドライフォグコントローラ）をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
また、お読みになった後は、いつで読な後も見られる場所に保管願います。

目次
１．安全上のご注意
・・・ 1
２．特長
・・・ 2
３．取り付けの前に・・・ 2
４．取り付け方法
・・・ 3
５．配線方法・・・ 4
６．使用方法・・・ 8
７．お手入れ方法・・・ 9
８．「故障かな？」
・・・ 11と思ったら９．仕様

・・・ 11１．安全上のご注意! 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

! 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

! 警告
・ 電源電圧はOKですか？
AC100～240V以外では、使用できません。
以外 は 使用 きません
また、使用する電磁弁の電圧は、電源電圧と一致しているか確認して下さい。

・ 配線工事は確実に端子の緩み等により、ショートするおそれがあります。

・ ブレーカーを入れてください
万一のショート時の予防になります。

・ ケース内部をむやみにさわらない感電のおそれがあります。
結線等するときは、ブレーカーを切ってから行ってください。

! 注意
・ 取り付けは確実に落下等により、機器が破損することがあります。

・ 感湿器（センサー）の設置環境に気をつけてください。
感湿器は、有機溶剤、酸・アルカリ、油分の雰囲気下ではすぐに劣化します。
それらをさけて設置してください。
れ をさ設
くださ
また、濡れや結露する場所も避けてください。

・ 手入れ時は、中性洗剤を用い、やわらかい布で拭いてください。
変色やキズの恐れがあります。

・ 感湿器のフィルターを清潔に
感湿器の湿度検知素子フ ルタ が汚れていると 誤作動の原因となります
感湿器の湿度検知素子フィルターが汚れていると、誤作動の原因となります。
こまめに掃除してください。汚れが取れないようになったら、交換してください。

1

H.Ikeuchi & Co., Ltd.

２．湿度自動制御器の特長
１，湿度の設定はツマミを回してあわせるだけ！
２，コンパクトな設計で、スリムな形状です。
３，簡単な工事で設置できます，簡単な 事 設置 きます
４，電源電圧を選びません（AC100～240Vまで対応！）

３．取り付けの前に●納入品について取り付けの前に、以下の物品がそろっていることを確認してください。

感湿器(ｾﾝｻｰ)・・１個（型式：HN－CQAXI3）

ｾﾝｻｰｹｰﾌﾞﾙ(5m) ・・１本

木ネジ、ヒューズ等取扱説明書（本書）

制御器本体 ・・ １個（型式：QF－１００）● お客様でご準備いただくもの・電源ケーブル・制御器本体－電磁弁間のケーブル（断面積1.25mm2の電線コード）
・ブレーカー(5A)● 設置に必要な工具
プラスドライバー、ニッパー、圧着ペンチ等が必要です。

2

H.Ikeuchi & Co., Ltd.

４．取り付け方法●取り付け方法
設置場所を十分検討（※１）した上で、以下のようにして、制御器本体および感湿器（センサー）を取り付けてください（センサ）を取り付けてください。

（※１）
以下の場所へ設置しないてください。
１．有機溶剤や酸・アルカリ雰囲気
２．油煙・粉塵の多い場所
３．霧がかかる場所○制御器本体１）図1のように、本体を取り付ける場所に下穴を４カ所（右図の黒丸）開けます丸）開けます。
115mm

制御器本体
取り付け位置（点線部）

２）制御器本体に付属の壁面固定用ブラケットを装着します
用ブラケットを装着します。
その後、木ネジ等で固定します。
140mm
図1

○感湿器（センサー）
１）感湿器裏側のDINレール
１）感湿器裏側のDINレル （金属のもの）を外します。
２）外したDINレールを壁にネジで固定します。

３）感湿器（センサー）を写真１のように再びDINレールに装着します。

①②押す以上で取り付け作業は完了です
以上で取り付け作業は完了です。

写真１

3

H.Ikeuchi & Co., Ltd.

５．配線方法
一般的な接続方法は下図の通りです。 次頁より、順を追って記していきます。

●接続フロー図（２）ｱﾅﾛｸﾞ電磁弁ﾕﾆｯﾄ（弊社ｵﾌﾟｼｮﾝ品）
で使用する場合（１）電磁弁単体の場合（※４）

本品構成品

本品構成品

制御器本体

感湿器

電源
（※１）

感湿器

制御器本体

電源
（※１）

ｴｱﾘﾘｰﾌ用
電磁弁(※2)

ｴｱｰｴｱｰﾚｷﾞｭﾚｰﾀ

電磁弁（※２）

加湿器(※３）のｴｱｰ接続口へ

ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ

水(max0.5MPa）

ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ

噴霧ｴｱｰ用電磁弁（※２）

加湿器(※３）のｴｱｰ接続口へ

水(max0.5MPa）

ｱﾅﾛｸﾞ電磁弁ﾕﾆｯﾄ

ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ

加湿器(※３）の水接続口へ

加湿器(※３）の水接続口へ（※１）電源について①電源はAC100～240Vまで自由です。
②電源ケーブルはお客様で手配してください。

（※２）電磁弁選定時の御注意点について①作動電圧が電源電圧と同一な機種を選定ください。
②電磁弁単体を選定する場合は、次の点にも注意してください。
・作動時に弁が開くﾀｲﾌ （通電時開）を選定してください。
・作動時に弁が開くﾀｲﾌﾟ（通電時開）を選定してください（※３）加湿器について
AKIMist”D”（写真２）等各種とりそろえています。
詳しくは、弊社営業担当までお問い合わせください。

（※４）
電磁弁単体で使用すると、噴霧停止時に加湿器から荒い霧が出る場合があります
荒い霧が出る場合があります。
荒い霧の発生を防ぎたい場合は（２）を選定するようにしてください。

4

写真２

H.Ikeuchi & Co., Ltd.

●配線方法
感電、ショート、配線ミスのないように確実に結線してください。
ネジを外す

１）湿度制御器本体のフタを開け、
１）湿度制御器本体のフタを開けネジをとって、カバー板を外します。（写真３参照）

カバー板写真３
写真２）写真４のようにして、付属のセンサーケーブルを湿度制御器本体に差し込みます。
同様に電源ケーブル、電磁弁ケーケブルも差し込みます。
電源ケーブルアース

電磁弁ケーブル

センサーケーブル

写真４5H.Ikeuchi & Co., Ltd.

短絡線（結線済み）

３）端子台カバーを取り外した後、
写真５ー１、５－２のように接続します。

アース

赤

白＋ －

緑

（センサーケーブル以外は、お客様でご手配ください）

電磁弁へ

センサーケーブル（感湿器へ）

電源ｹｰﾌﾞﾙ
AC100～240V

写真５－１（電磁弁単体の場合）

短絡線（結線済み）

エアーリリーフ電磁弁へ噴霧エアー用 電磁弁へ

センサーケーブル（感湿器へ）

アース

緑

白

赤＋ －

電源ｹｰﾌﾞﾙ
AC100～240V

写真５－２（アナログ電磁弁ユニットの場合）

6

H.Ikeuchi & Co., Ltd.

４）端子台カバー、カバー板を取り付けた後、扉を閉じます（写真６）。

写真６５）感湿器の端子台カバーを開けた後、写真７の様にセンサーケーブルを端子台に取り付けます。

赤＋

白ー

左から２番目が赤(+) ３番目が白(－))。
左から２番目が赤(+)、３番目が白(

写真７・ケーブル装着のコツ
マイナスの精密ドライバーを図２のように一番奥に突っ込んでから、押しながら上に持ち上げます。

金具A金具B

すると、金具Bが下に下がり、金具Aとの間にスキマが出来るのでそのス
キ にケ ブルを差し込んでください
キマにケーブルを差し込んでください。
図２６）端子台カバーを閉じます。

以上で配線作業は完了です。
以上で配線作業は完了です
配線ミスがないかもう一度確認してください。
7

H.Ikeuchi & Co., Ltd.

６．ご使用方法●方法は、いたって簡単です。
①電源を入れるのみです。
②つまみで湿度を希望の値にセットする。
部屋の湿度が設定より低い時は噴霧します。
（噴霧ランプが点灯します）
設定より部屋の湿度が高くなると 噴霧が停止します
設定より部屋の湿度が高くなると、噴霧が停止します。

8H.Ikeuchi & Co., Ltd.

７．お手入れの方法●日常のお手入れ
湿度センサー素子
フィルター

・ 汚れが付いたときには、柔らかい布に中性洗剤等をつけて優しく拭くようにしてください。
・ 湿度センサー素子フィルター（写真8)にホコリ、汚れが付かないように随時エアブロー等で掃除をしてください。
（汚れたままですと、誤作動の原因となります。）

写真８●湿度センサー素子フィルター交換手順
エアーブローを用いても汚れが取れなくなった
ときは、次の手順で交換（有償）してください。
ときは、次の手順で交換（有償）してくださ。
（補用品No.3）
１）湿度センサー素子の底面プラグ（図３）をﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰまたはｺｲﾝを用いて外してください。
２）フィルターを取り外し、新品を挿入してください
３）プラグを再び取り付けて完了です。

湿度センサー素子の底 プ グ位底面プラグ位置

図３●湿度センサー素子交換手順
・素子は消耗品です。制御器の動作がおかしくなったら、寿命と考えられますので、以下の方法で交換（有償）してください。
（補用品No.2）

素子交換
スイ チスイッチ湿度ｾﾝｻｰ素子ﾘﾝｸﾞ

１）湿度センサー素子のリング（図４）を反時計方向に回し、引き抜いてください。
２）新しい素子を差し込みリングを時計方向に回してください。

図４３）素子交換スイッチを押すと完了です（図4参照）●補用品リスト
No

補用品名

型番

備考

１

感湿器（湿度センサー）

HN-CQAXI3

No.２、３込みとなります。

２

湿度検知素子HN-CSQLI
Q

No３込みとなります。
込み なります。

３

湿度検知素子用フィルター

HN-CSQLI用フィルター

9

H.Ikeuchi & Co., Ltd.

●ヒューズ交換手順
交換手順
・スイッチを入れても動かないときは、ヒューズ切れが考えられますので次の手順で交換してください。（適合ヒューズ： 1.5A,200Vタイプ）①ブレーカーを切り、本体に電圧がかかっていないのを確認します。

②扉を開け、4本のネジを外します。
（写真９）

外すネジ（４本）

写真９③緑色の基板４隅のネジ（写真１０）を外します。

写真１０④基板上に装着されているヒューズ（写真１１）を交換します。
その際、ヒューズ裏側の電気配線コネクタに 無理な力がかからないように注意して下さい。

ヒューズ

写真１１

⑤元通りに組み付けて、完了です。

10

H.Ikeuchi & Co., Ltd.

８．「故障かな？」と思ったら故障 な 」 思 たらお問い合わせの前に、以下のことについてご確認ください。
No

こんな時は1スイッチを入れても作動しない。
電源ランプが点灯しない電源が入っていますか？

電源を入れるヒューズが切れていませんか？

ヒューズを交換する(p10参照)

ｾﾝｻｰｹｰﾌﾞﾙが外れていませんか?

ｾﾝｻｰｹｰﾌﾞﾙを確認する

ダイヤルを回しても作動しないｾﾝｻｰｹｰﾌﾞﾙが外れていませんか?

ｾﾝｻｰｹｰﾌﾞﾙを確認する

結露や水漏れはしていませんか？

十分に乾燥させる

設定湿度と実際の湿度が食い違う

湿度検知素子フィルターが汚れている

湿度検知素子フィルターを掃除する。もしくは交換する。
（p9参照）

湿度検知素子の寿命（※）

新品と交換する(p9参照)。

素子交換スイッチ押し忘れ

素子交換スイッチを押す

2

3

湿度検知素子の交換後に正常動作しない

4

ご確認ください直し方※寿命かどうか確かめるための「ダミー素子」を用意しています。詳しくは弊社営業まで お問い合わせください。

９ 仕様
９．仕様
項目

備考

形式

QF100-00

設定範囲

0～100%RH

湿度精度（定格）±5%RH

電源電圧（定格）

100～240V
100240V AC（50,60Hz、単相）

出力電圧は入力電圧と同一
出力電圧は入力電圧と同使用温度・湿度

0～50℃、0～90%RH

結露しないこと

消費電力

最大5VA

出力側の負荷に影響される

測定湿度と設定湿度の単純比較による二位置式動作（a接点のみ）
電磁弁２個まで並列接続可

PID等の機能は無し

ケース

ポリカーボネート

扉は透明ポリカーボネート

重量約1kg

形式

HN-CQAXI3

素子素材

高分子フィルム

応答時間

素 単体 分 内
素子単体１分以内

出力方式

本体
出力接点容量(電磁弁接続）感湿器(湿度ｾﾝｻ )ﾝｻｰ)

仕様

11接点容量（誘導負荷）
100V AC 2.5A、2 5A
200V AC 1.0A

H.Ikeuchi & Co., Ltd.

湿度センサーの使用上の注意点について

１．取り付け場所に関する注意点
湿度センサーの取り付けに際して、下記場所を避けてください。
・次の雰囲気が強い場所（乾湿エレメントは吸湿特性のある高分子フィルムと、水蒸気を透過する極めて薄い電極から構成されていますので、早い劣化が予想されます。
（ケトン系有機剤，エステル系有機溶剤，ハロゲン類，強散系物質，腐食性物質，オイルミスト・塩分ミストの多い環境）

・結露を生じたり、雨水のかかる場所
・ほこり、粉塵の多い場所
・直射日光があたったり、温度変化の激しい場所
・空気の流れによどみがあり平均的湿度の得られない場所
・爆発性ガス、腐食性ガス、可燃性ガスなどがある場所
・周囲温度が０～５０℃以外の場所（低い温度環境では「結露」の無いことをお確かめください）

２．湿度センサーの校正について
本湿度センサーは、基準湿度発生装置内で光学式露天計を二次標準器を用いて、高度に校正され出荷されていますされています。
なお、下記３項に記しますようにアスマン式のような通風乾湿球湿度計は、取り扱い等による誤差が生じやすいので、湿度のトレサビリティー体系には入っていませんし、本センサーも比較は実施されていません。

３．他の湿度計測器より得られる測定値との比較に際して他の測定装置との比較を行うときは、温度条件を同一にする必要があります。厳密には、恒温水槽に沈めたチャンバーに調湿空気を流した状態で比較する必要があります。
チンバ に調湿空気を流した状態で比較する必要があります
通常の環境下で他の装置と比較する時には、下記の点にご注意ください。
①アスマン乾湿計
アスマン乾湿計の取り扱いに際しては、ＪＩＳ－Ｚ８８０６に基づき充分に注意ください。
アスマン乾湿計と本湿度センサーとの差は、１０％Ｒ．Ｈ．になる事もあります。
②毛髪式湿度計
一般的には、毛髪の伸縮に３時間以上を要するようです。また、毛髪の伸縮は湿度だけでなく温度変化によっても発生しますので、このタイプを規準器するのは無理と考えられます。
１０％Ｒ Ｈ 程度の誤差が発生するものもあります。
１０％Ｒ．Ｈ．程度の誤差が発生するものもあります。
③ハンディー型湿度計
高分子膜を使用した製品は応答も速く充分に規準器として使用できます。但し、ハンディー型湿度計の検出エレメントは性能変化が生じていることもありますので、最低でも年１回の校正を実施してください。

４．湿度センサー素子の保守点検について定期的に、湿度センサー素子フィルターの汚れや目つまりを点検してください。
定期的に、湿度センサ
素子フィルタ の汚れや目つまりを点検してください。
空気中の塵埃の多い場所での使用は、年１回または、使用環境に応じて頻度を増し、点検、掃除、交換を行ってください。
また、長期の高精度、高信頼を維持するためには、湿度センサー素子の定期的な交換を推奨いたします。

５．湿度計測上の注意事項①温度変化が湿度に与える影響
相対湿度計測上 も とも注意すべき事は温度です 温度の±０ １℃の差は 相対湿度±１％Ｒ Ｈ に相対湿度計測上、もっとも注意すべき事は温度です。温度の±０.１℃の差は、相対湿度±１％Ｒ.Ｈ.に相当します。このように、測定場所の温度が変化している場合は特にご注意ください。
②応答性
本湿度センサーの温度変化に対する応答は単独で約５～１５分ですが、近くに他の物体があったりする場合は、その影響を受け応答が遅くなります。また、最初の作動時には最低３０分必要です。