TI01698F/00/EN/01.23-00
71610082
2023-01-02

Products

Solutions

ServicesTechnical Information
Micropilot FMR60B
PROFINET with Ethernet-APL
Free space radar

Level measurement in liquids
Application• Continuous, non-contact level measurement of liquids, pastes and sludges• Process connections: Thread or mounting bracket• Maximum measuring range: 50 m (164 ft)• Temperature: –40 to +200 °C (–40 to +392 °F)• Pressure: –1 to +20 bar (–14.5 to +290 psi)
• Accuracy: ±1 mm (±0.04 in)Your benefits• PVDF, PTFE Drip-off or PEEK antenna for small process connections• Reliable measurement thanks to very good signal focusing, even with small processconnections• Easy, guided commissioning with intuitive user interface• Bluetooth® wireless technology for commissioning, operation and maintenanceMicropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Table of contents
Important document information . . . . . . . . . . . . . . . 4

Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Symbols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Graphic conventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Process pressure range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Dielectric constant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Function and system design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Mechanical construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Display and user interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

Certificates and approvals . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

Measuring principle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Measured variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Measuring range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Operating frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Transmission power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROFINET-APL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signal on alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Linearization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROFINET with Ethernet-APL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

12
12
12
12

Power supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Terminal assignment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Terminals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Available device plugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Electrical connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Potential equalization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Cable entries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Cable specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Overvoltage protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Performance characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Reference operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Maximum measured error . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Measured value resolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Response time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Influence of ambient temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Influence of gas phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Mounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Mounting location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orientation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beam angle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Special mounting instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20
21
22
23
25

Environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Ambient temperature range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ambient temperature limits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Climate class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation height as per IEC61010-1 Ed.3 . . . . . . . . . . .
Degree of protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vibration resistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electromagnetic compatibility (EMC) . . . . . . . . . . . . . . .

2

26
26
36
36
36
37
37
37

Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Operating concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Languages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Local operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Local display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Remote operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
System integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Supported operating tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

CE mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
RoHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
RCM marking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Ex approvals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Pressure equipment with allowable pressure ≤200 bar (2 900 psi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Radio approval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
EN 302729 radio standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
EN 302372 radio standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Industry Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Certification PROFINET with Ethernet-APL . . . . . . . . . . . 59
External standards and guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Ordering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Calibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Test, certificate, declaration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Marking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Application packages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Heartbeat Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Weather protection cover 316L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Plastic weather protection cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Mounting bracket, adjustable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
M12 socket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Remote display FHX50B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Gas-tight feedthrough . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Field Xpert SMT70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
DeviceCare SFE100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
FieldCare SFE500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Document function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Registered trademarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Endress+Hauser

3Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Important document information
Symbols

Safety symbols
DANGER

This symbol alerts you to a dangerous situation. Failure to avoid this situation will result in serious or
fatal injury.
WARNING

This symbol alerts you to a dangerous situation. Failure to avoid this situation can result in serious or
fatal injury.
CAUTION

This symbol alerts you to a dangerous situation. Failure to avoid this situation can result in minor or
medium injury.
NOTICE

This symbol contains information on procedures and other facts which do not result in personal
injury.
Electrical symbols
Direct current
Alternating current
Direct current and alternating current
Ground connection
A grounded terminal which, as far as the operator is concerned, is grounded via a grounding system.
Protective earth (PE)Ground terminals that must be connected to ground prior to establishing any other connections.
The ground terminals are located on the inside and outside of the device.
• Inner ground terminal; protective earth is connected to the mains supply.
• Outer ground terminal; device is connected to the plant grounding system.
Symbols for certain types of information and graphics
Permitted
Procedures, processes or actions that are permitted
Preferred
Procedures, processes or actions that are preferred
Forbidden
Procedures, processes or actions that are forbidden
Tip
Indicates additional information
Reference to documentation
Reference to graphic
1, 2, 3, ...
Item numbers
A, B, C, ...
Views- Hazardous area
Indicates the hazardous area
. Safe area (non-hazardous area)
Indicates the non-hazardous area

4

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL• Installation, explosion and electrical connection drawings are presented in simplified format• Devices, assemblies, components and dimensional drawings are presented in reduced-line
format• Dimensional drawings are not to-scale representations; the dimensions indicated arerounded off to 2 decimal places• Unless otherwise described, flanges are presented with sealing surface form EN1091-1, B2;
ASME B16.5, RF; JIS B2220, RF

Graphic conventions

Function and system design
Measuring principle

The Micropilot is a "downward-looking" measuring system, operating based on the frequency
modulated continuous wave method (FMCW). The antenna emits an electromagnetic wave at acontinuously varying frequency. This wave is reflected by the product and received again by theantenna.

D

R

A0032017

1
R
D

FMCW principle: transmission and reflection of the continuous wave
Reference point of measurement
Distance between reference point and product surface

The frequency of this wave is modulated in the form of a sawtooth signal between two limit
frequencies f1 and f2:
f

1
2

f2

∆f
∆t
f1
t
A0023771

2
1
2

FMCW principle: result of frequency modulation
Transmitted signal
Received signal

This results in the following difference frequency at any time between the transmitted signal and thereceived signal:∆f = k ∆twhere ∆t is the run time and k is the specified increase in frequency modulation.
∆t is given by the distance D between the reference point R and the product surface:

Endress+Hauser

5Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

D = (c ∆t) / 2
where c is the speed of propagation of the wave.
In summary, D can be calculated from the measured difference frequency Δf. D is then used todetermine the content of the tank or silo.

Input
Measured variable

The measured variable is the distance between the reference point and the product surface. The levelis calculated based on "E", the empty distance entered.

Measuring range

The measuring range starts at the point where the beam hits the tank floor. Levels below this point
cannot be measured, particularly in the case of spherical bases or conical outlets.
Maximum measuring range
The maximum measuring range depends on the antenna size and design.
Antenna

Maximum measuring range

Encapsulated, PVDF, 40 mm (1.5 in)

40 m (131 ft)

Drip-off, PTFE, 50 mm (2 in)

50 m (164 ft)

Integrated, PEEK, 20 mm (0.75 in)

10 m (32.8 ft)

Integrated, PEEK, 40 mm (1.5 in)

22 m (72 ft)

Usable measuring range
The usable measuring range depends on the antenna size, the medium's reflective properties, theinstallation position and any possible interference reflections.
In principle, measurement is possible up to the tip of the antenna.
To avoid any material damage from corrosive or aggressive media or deposit buildup on the antenna,
the end of the measuring range should be selected 10 mm (0.4 in) before the tip of the antenna.

6

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

A

R

0%

C

B

H

100%

A0051658

3
A
B
C
H
R

Usable measuring range
Length of antenna + 10 mm (0.4 in)
Usable measuring range
50 to 80 mm (1.97 to 3.15 in); medium εr < 2
Vessel height
Reference point of measurement, varies depending on the antenna system

For further information on the reference point, see →A

Mechanical construction.

In the case of media with a low dielectric constant, εr < 2 , the tank floor may be visible through themedium at very low levels (lower than level C). Reduced accuracy must be expected in this range. If
this is not acceptable, the zero point should be positioned at a distance C above the tank floor inthese applications → Usable measuring range.
The media groups and the possible measuring range are described as a function of the applicationand media group in the following section. If the dielectric constant of the medium is not known, toensure a reliable measurement assume the medium belongs to group B.

Endress+Hauser

7Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Media groups• A0 (εr 1.2 to 1.4)
e.g. n-butane, liquid nitrogen, liquid hydrogen• A (εr 1.4 to 1.9)
Non-conductive liquids, e.g. liquefied gas• B (εr 1.9 to 4)
Non-conductive liquids, e.g. gasoline, oil, toluene, etc.
• C (εr 4 to 10)
e.g. concentrated acid, organic solvents, ester, aniline, etc.
• D (εr >10)
Conductive liquids, aqueous solutions, diluted acids, bases and alcohol
Measurement of the following media with absorbing gas phase
For example:• Ammonia• Acetone• Methylene chloride• Methyl ethyl ketone• Propylene oxide• VCM (vinyl chloride monomer)
To measure absorbing gases, either use a guided radar, measuring devices with anothermeasuring frequency or another measuring principle.
If measurements must be performed in one of these media, please contact Endress+Hauser.
For the dielectric constants (DC values) of many media commonly used in industry, please referto:• Dielectric constant (DC value) Compendium CP01076F• The Endress+Hauser "DC Values app" (available for Android and iOS)
Measurement in storage vessel
Storage vessel - measuring conditions
Calm medium surface (e.g. bottom filling, filling via immersion tube or rare filling from above)
Integrated antenna, PEEK, 20 mm (0.75 in) in storage vessel

8

Media group

Measuring range

A0 (εr 1.2 to 1.4)

1.5 m (5 ft)

A (εr 1.4 to 1.9)

2.5 m (8 ft)

B (εr 1.9 to 4)

5 m (16 ft)

C (εr 4 to 10)

8 m (26 ft)

D (εr >10)

10 m (33 ft)

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Integrated antenna, PEEK, 40 mm (1.5 in) in storage vessel
Media group

Measuring range

A0 (εr 1.2 to 1.4)

3 m (10 ft)

A (εr 1.4 to 1.9)

6 m (20 ft)

B (εr 1.9 to 4)

11 m (36 ft)

C (εr 4 to 10)

15 m (49 ft)

D (εr >10)

22 m (72 ft)

Encapsulated antenna, PVDF, 40 mm (1.5 in) in storage vessel
Media group

Measuring range

A0 (εr 1.2 to 1.4)

7 m (23 ft)

A (εr 1.4 to 1.9)

15 m (49.2 ft)

B (εr 1.9 to 4)

30 m (98.4 ft)

C (εr 4 to 10)

40 m (131 ft)

D (εr >10)40 m (131 ft)

PTFE Drip-off antenna, 50 mm (2 in) in storage vessel
Media group

Measuring range

A0 (εr 1.2 to 1.4)

7 m (23 ft)

A (εr 1.4 to 1.9)

12 m (39 ft)

B (εr 1.9 to 4)

23 m (75 ft)

C (εr 4 to 10)

40 m (131 ft)

D (εr >10)50 m (164 ft)

Measurement in buffer vessel
Buffer vessel - measuring conditions
Moving medium surface (e.g. permanent free filling from above, mixing jets)

Endress+Hauser

9Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Integrated antenna, PEEK, 40 mm (1.5 in) in buffer vessel
Media group

Measuring range

A0 (εr 1.2 to 1.4)

1.5 m (5 ft)

A (εr 1.4 to 1.9)

3 m (10 ft)

B (εr 1.9 to 4)

6 m (20 ft)

C (εr 4 to 10)

13 m (43 ft)

D (εr >10)20 m (66 ft)

Encapsulated antenna, PVDF, 40 mm (1.5 in) in buffer vessel
Media group

Measuring range

A0 (εr 1.2 to 1.4)4 m (13 ft)

A (εr 1.4 to 1.9)

7.5 m (24.6 ft)

B (εr 1.9 to 4)

15 m (49.2 ft)

C (εr 4 to 10)

25 m (82 ft)

D (εr >10)35 m (114.8 ft)

PTFE Drip-off antenna, 50 mm (2 in) in buffer vessel
Media group

Measuring range

A0 (εr 1.2 to 1.4)4 m (13 ft)

A (εr 1.4 to 1.9)7 m (23 ft)

B (εr 1.9 to 4)

13 m (43 ft)

C (εr 4 to 10)

28 m (92 ft)

D (εr >10)44 m (144 ft)

Measurement in vessel with agitator
Vessel with agitator - measuring conditions
Turbulent medium surface (e.g. from filling from above, stirrers and baffles)

10

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Integrated antenna, PEEK, 20 mm (0.75 in) in vessel with agitator
Media group

Measuring range

A (εr 1.4 to 1.9)

1 m (3.3 ft)

B (εr 1.9 to 4)

1.5 m (5 ft)

C (εr 4 to 10)

3 m (10 ft)

D (εr >10)

5 m (16 ft)

Integrated antenna, PEEK, 40 mm (1.5 in) in vessel with agitator
Media group

Measuring range

A0 (εr 1.2 to 1.4)

1 m (3.3 ft)

A (εr 1.4 to 1.9)

1.5 m (5 ft)

B (εr 1.9 to 4)

3 m (10 ft)

C (εr 4 to 10)

7 m (23 ft)

D (εr >10)

11 m (36 ft)

Encapsulated antenna, PVDF, 40 mm (1.5 in) in vessel with agitator

Endress+Hauser

Media group

Measuring range

A0 (εr 1.2 to 1.4)

2 m (7 ft)

A (εr 1.4 to 1.9)

4 m (13 ft)

B (εr 1.9 to 4)

5 m (16.4 ft)

C (εr 4 to 10)

15 m (49.2 ft)

D (εr >10)20 m (65.6 ft)

11Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

PTFE Drip-off antenna, 50 mm (2 in) in vessel with agitator

Operating frequency

Media group

Measuring range

A0 (εr 1.2 to 1.4)

2 m (7 ft)

A (εr 1.4 to 1.9)

4 m (13 ft)

B (εr 1.9 to 4)

7 m (23 ft)

C (εr 4 to 10)

15 m (49 ft)

D (εr >10)

25 m (82 ft)

Approx. 80 GHz
Up to 8 devices can be installed in a tank without the devices mutually influencing one another.

Transmission power• Peak power: 6.3 mW• Average output power: 63 µW

OutputPROFINET-APL

PROFINET with Ethernet-APL
10BASE-T1L, 2-wire 10 Mbit/s

Signal on alarm

Local display
Status signal (in accordance with NAMUR Recommendation NE 107):
Plain text display
Operating tool via service interface (CDI)
Status signal (in accordance with NAMUR Recommendation NE 107):
Plain text display
Operating tool via PROFINET with Ethernet-APL• According to "Application layer protocol for decentralized periphery", Version 2.4• Diagnostics according to PROFINET PA Profile 4.02

Linearization

The linearization function of the device allows the conversion of the measured value into any unit oflength, weight, flow or volume.
Pre-programmed linearization curves
Linearization tables for calculating the volume in the following vessels are preprogrammed into thedevice:• Pyramid bottom• Conical bottom• Angled bottom• Horizontal cylinder• Sphere
Other linearization tables of up to 32 value pairs can be entered manually.

PROFINET with EthernetAPL

12

ProtocolApplication layer protocol for decentral device periphery and distributed
automation, Version 2.4

Communication type

Ethernet Advanced Physical Layer 10BASE-T1L

Conformance Class

Conformance Class B

Netload Class

Netload Class II

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Baud rates

Automatic 10 Mbit/s with full-duplex detection

Cycle times

From 32 ms

Polarity

Auto-polarity for automatic correction of crossed TxD and RxD pairs

Media Redundancy Protocol
(MRP)

Yes

System redundancy support

System redundancy S2 (2 AR with 1 NAP)

Device profile

Application interface identifier 0xB321
Generic device

Manufacturer ID

0x11

Device type ID

0xA1C1

Device description files (GSD,
FDI, DTM, DD)

Information and files available at:• www.endress.com
On the product page for the device: Documents/Software → Device drivers• www.profibus.org

Supported connections• 2 x AR (IO Controller AR)• 1 x AR (IO-Supervisor Device AR connection allowed)• 1 x Input CR (Communication Relation)• 1 x Output CR (Communication Relation)• 1 x Alarm CR (Communication Relation)

Configuration options fordevice• Manufacturer-specific software (FieldCare, DeviceCare)• Web browser• Device master file (GSD), can be read out via the integrated Web server ofthe device• DIP switch for setting the service IP address

Configuration of thedevice name

• DCP protocol• Process Device Manager (PDM)• Integrated Web server

Supported functions• Identification & maintenance
Simple device identification via:
• Control system• Nameplate• Measured value status
The process variables are communicated with a measured value status• Blinking feature via the local display for simple device identification andassignment• Device operation via operating tools (e.g., FieldCare, DeviceCare, SIMATIC
PDM)

System integration

For information on system integration, see

Operating Instructions• Cyclic data transmission• Overview and description of the modules• Status coding• Startup configuration• Factory setting

Endress+Hauser

13Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Power supply
Terminal assignment

Single compartment housing

3
2

-

1

+

A00425944123Connection terminals and ground terminal in the connection compartment
Positive terminal
Negative terminalInternal ground terminal

Dual compartment housing

- +

3

2 1
A0042803

5
1
2
3

14

Connection terminals and ground terminal in the connection compartment
Positive terminal
Negative terminalInternal ground terminal

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Dual compartment housing, L-form

- +

3

2 1
A0045842

6
1
2
3

Terminals

Connection terminals and ground terminal in the connection compartment
Positive terminal
Negative terminalInternal ground terminal• Supply voltage and internal ground terminal: 0.5 to 2.5 mm2 (20 to 14 AWG)
• External ground terminal: 0.5 to 4 mm2 (20 to 12 AWG)
In the case of devices with a plug, it is not necessary to open the housing for connection
purposes.

Available device plugs

Use the enclosed seals to prevent the penetration of moisture into the device.
Devices with M12 plug

4

3

1

2
A0011175

7
1
2
3
4

View of the plug-in connection on the device
APL signal APL signal +Shielding
Not assigned

Various M12 sockets are available as accessories for devices with M12 plugs.
Supply voltage

APL performance class A (9.6 to 15 VDC 540 mW)
The APL field switch must be tested to ensure it meets safety requirements (e.g., PELV, SELV,Class 2) and must comply with the relevant protocol specifications.

Endress+Hauser

15Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Electrical connection

Connection examples
PROFINET with Ethernet-APL
1

3

2

4

4
A0045802

8
1
2
3
4

Potential equalization

Connection example for PROFINET with Ethernet-APL
Automation system
APL field switch
Observe cable specifications
Transmitter

The protective ground on the device must not be connected. If necessary, the potential matching line
can be connected to the outer ground terminal of the transmitter before the device is connected.
B

A

1

1

D

C

1

1

E

1
A0046583

A
B
C
D
E
1

Single compartment housing, plastic
Single compartment housing, aluminum
Single compartment housing, 316L hygiene (Ex device)
Dual compartment housing
Dual compartment housing, L-form
Ground terminal for connecting the potential matching line

LWARNING
Explosion Hazard!
‣ Please refer to the separate documentation on applications in hazardous areas for the safety
instructions.
For optimum electromagnetic compatibility:• Keep the potential matching line as short as possible• Observe a cross-section of at least 2.5 mm2 (14 AWG)

16

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Cable entries

C

B

A
1

D

E

1

1

1

1

2

2

2

2

2
A0046584

A
B
C
D
E
1
2

Single compartment housing, plastic
Single compartment housing, aluminum
Single compartment housing, 316L hygiene
Dual compartment housing
Dual compartment housing, L-form
Cable entry
Dummy plug

The type of cable entry depends on the device version ordered.
Always route connecting cables downwards so that moisture cannot penetrate the connection
compartment.
If necessary, create a drip loop or use a weather protection cover.
Cable specification

Rated cross-section• Supply voltage
0.5 to 2.5 mm2 (20 to 13 AWG)
• Protective earth or grounding of the cable shield> 1 mm2 (17 AWG)
• External ground terminal
0.5 to 4 mm2 (20 to 12 AWG)
Cable outer diameter
The cable outer diameter depends on the cable gland used
• Coupling, plastic:⌀5 to 10 mm (0.2 to 0.38 in)• Coupling, nickel-plated brass:⌀7 to 10.5 mm (0.28 to 0.41 in)• Coupling, stainless steel:⌀7 to 12 mm (0.28 to 0.47 in)Reference cable typeThe reference cable type for APL segments is fieldbus cable type A, MAU type 1 and 3 (specified in
IEC 61158-2). This cable meets the requirements for intrinsically safe applications according to IEC
TS 60079-47 and can also be used in non-intrinsically safe applications.
Cable typeA

Cable capacitance

45 to 200 nF/km

Loop resistance

15 to 150 Ω/km

Cable inductance

0.4 to 1 mH/km

Further details are provided in the Ethernet-APL Engineering Guideline(https://www.ethernet-apl.org).
Overvoltage protection

The overvoltage protection can optionally be ordered as a "Mounted accessory" via the productstructure
Devices without optional overvoltage protection
The equipment fulfills the requirements of the product standard IEC / DIN EN 61326-1 (Table 2
Industrial Environment).

Endress+Hauser

17Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Depending on the type of port (DC power supply, input/output port) different testing levels according
to IEC / DIN EN 61326-1 against transient overvoltages (Surge) are applied (IEC / DIN EN
61000-4-5 Surge):
Test level on DC power ports and input/output ports is 1 000 V line to earth
Devices with optional overvoltage protection• Spark-over voltage: min. 400 VDC• Tested according to IEC / DIN EN 60079-14 sub chapter 12.3 (IEC / DIN EN 60060-1 chapter 7)• Nominal discharge current: 10 kA
NOTICE
Device could be destroyed‣ Always ground device with integrated overvoltage protection.
Overvoltage category
Overvoltage category II

Performance characteristics
Reference operating
conditions• Temperature = +24 °C (+75 °F) ±5 °C (±9 °F)• Pressure = 960 mbar abs. (14 psia) ±100 mbar (±1.45 psi)
• Humidity = 60 % ±15 %• Reflector: metal plate with diameter ≥ 1 m (40 in)• No major interference reflections inside the signal beam

Maximum measured error

Reference accuracy
Accuracy
The accuracy is the sum of the non-linearity, non-repeatability and hysteresis.
• Measuring distance up to 0.8 m (2.62 ft): max. ±4 mm (±0.16 in)• Measuring distance > 0.8 m (2.62 ft): ±1 mm (±0.04 in)
Non-repeatability
Non-repeatability is already included in the accuracy.
≤ 1 mm (0.04 in)
If conditions deviate from the reference operating conditions, the offset/zero point that resultsfrom the installation conditions can be up to ±4 mm (±0.16 in). This additional offset/zero
point can be eliminated by entering a correction (Level correction parameter) duringcommissioning.

18

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Differing values in near-range applications∆ [mm (in)]4 (0.16)1 (0.04)0-1 (-0.04)-4 (-0.16)

RD [m (!)]

0.8 (2.62)

A0032636

9
Δ
R
D

Measured value resolution

Maximum measured error in near-range applications
Maximum measured error
Reference point of the distance measurement
Distance from reference point of antenna

Dead band according to DIN EN IEC 61298-2/DIN EN IEC 60770-1:
Digital: 1 mm

Response time

According to DIN EN IEC 61298-2 / DIN EN IEC 60770-1 , the step response time is the time
following an abrupt change in the input signal up until the changed output signal has adopted 90 %of the steady-state value for the first time.
The response time can be configured.
The following step response times apply (in accordance with DIN EN IEC 61298-2/DIN EN IEC
60770-1) when damping is switched off:
• Pulse frequency ≥ 5/s (cycle time ≤ 200 ms)• Step response time < 1 s

Influence of ambient
temperature

The output changes due to the effect of the ambient temperature with respect to the reference
temperature.
The measurements are performed according to DIN EN IEC 61298-3/DIN EN IEC 60770-1
Average TC = 2 mm/10 K

Influence of gas phase

High pressure reduces the speed of propagation of the measuring signals in the gas/vapor above themedium. This effect depends on the type of gas phase and its temperature. This results in asystematic measured error that increases with increasing distance between the reference point of
the measurement (flange) and the surface of the product. The following table shows this measured
error for some typical gases/vapors (with regard to the distance, a positive value means that an
excessively large distance is measured):
Measured error for some typical gases/vapors
Gas phase

Air/nitrogen

HydrogenEndress+Hauser

Temperature

Pressure
1 bar (14.5 psi)

10 bar (145 psi)

25 bar (362 psi)

+20 °C (+68 °F)

0.00 %+0.22 %

+0.58 %

+200 °C (+392 °F)–0.01 %

+0.13 %

+0.36 %

+400 °C (+752 °F)–0.02 %

+0.08 %

+0.29 %

+20 °C (+68 °F)–0.01 %

+0.10 %

+0.25 %

+200 °C (+392 °F)–0.02 %

+0.05 %

+0.17 %

19

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Gas phase

Water (saturated steam)Temperature

Pressure
1 bar (14.5 psi)

10 bar (145 psi)

25 bar (362 psi)

+400 °C (+752 °F)–0.02 %

+0.03 %

+0.11 %

+100 °C (+212 °F)+0.02 %--

+180 °C (+356 °F)-+2.10 %-

+263 °C (+505 °F)--+4.15 %

+310 °C (+590 °F)

-

-

-

+364 °C (+687 °F)

-

-

-

With a known, constant pressure, it is possible to compensate for this measured error with alinearization, for example.

Mounting
Mounting location

1

2

3

A

A0016882

A
1
2
3

20

Recommended distance from wall to nozzle outer edge ~ 1/6 of the vessel diameter. The device should never
be mounted closer than 15 cm (5.91 in) to the tank wall.
Use of a weather protection cover; protection from direct sunlight or rain
Installation in the center, interference can cause signal loss
Do not install above the filling curtain

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Orientation

Internal vessel fittingsαA0031777

Avoid internal fittings (point level switches, temperature sensors, struts, vacuum rings, heating coils,
baffles etc.) inside the signal beam. Pay attention to the beam angle α.
Avoiding interference echoes

A0031813

Metal deflector plates, installed at an angle to scatter the radar signals, help prevent interference
echoes.
Vertical alignment of antenna axis
Align the antenna so that it is perpendicular to the product surface.
The maximum reach of the antenna can be reduced, or additional interference signals canoccur, if the antenna is not installed perpendicular to the product.

Endress+Hauser

21

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Radial alignment of the antenna
Based on the directional characteristic, radial alignment of the antenna is not necessary.
Installation instructions

Encapsulated antenna, PVDF 40 mm (1.57 in)Information about the mounting nozzle
The maximum nozzle length Hmax depends on the nozzle diameter D.

H max

Maximum nozzle length Hmax as a function of the nozzle diameter D
D

Hmax

50 to 80 mm (2 to 3.2 in)

600 mm (24 in)

80 to 100 mm (3.2 to 4 in)

1 000 mm (24 in)

100 to 150 mm (4 to 6 in)

1 250 mm (50 in)≥ 150 mm (6 in)

1 850 mm (74 in)øDIn the case of longer nozzles, reduced measuring performance must be expected.
Please note the following:• The end of the nozzle must be smooth and free from burrs.
• The edge of the nozzle should be rounded.
• Mapping must be performed.
• Please contact the manufacturer's support department for applications with nozzles that are
higher than indicated in the table.
PTFE Drip-off antenna 50 mm (2 in)Information about the mounting nozzle
The maximum nozzle length Hmax depends on the nozzle diameter D.

H max

Maximum nozzle length Hmax as a function of the nozzle diameter D
D

Hmax

50 to 80 mm (2 to 3.2 in)

750 mm (30 in)

80 to 100 mm (3.2 to 4 in)

1 150 mm (46 in)

100 to 150 mm (4 to 6 in)

1 450 mm (58 in)≥150 mm (6 in)

2 200 mm (88 in)øDIn the case of longer nozzles, reduced measuring performance must be expected.
Please note the following:• The end of the nozzle must be smooth and free from burrs.
• The edge of the nozzle should be rounded.
• Mapping must be performed.
• Please contact the manufacturer's support department for applications with nozzles that are
higher than indicated in the table.
Integrated antenna, PEEK 20 mm (0.75 in)Information about the mounting nozzle
The maximum nozzle length Hmax depends on the nozzle diameter D.

22Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

H max

Maximum nozzle length Hmax as a function of the nozzle diameter D

øD

D

Hmax

40 to 50 mm (1.6 to 2 in)

200 mm (8 in)

50 to 80 mm (2 to 3.2 in)

300 mm (12 in)

80 to 100 mm (3.2 to 4 in)

450 mm (18 in)

100 to 150 mm (4 to 6 in)

550 mm (22 in)≥ 150 mm (6 in)

850 mm (34 in)In the case of longer nozzles, reduced measuring performance must be expected.
Please note the following:• The end of the nozzle must be smooth and free from burrs.
• The edge of the nozzle should be rounded.
• Mapping must be performed.
• Please contact the manufacturer's support department for applications with nozzles that are
higher than indicated in the table.
Integrated antenna, PEEK 40 mm (1.5 in)Information about the mounting nozzle
The maximum nozzle length Hmax depends on the nozzle diameter D.

H max

Maximum nozzle length Hmax as a function of the nozzle diameter D

øD

ØD

Hmax

40 to 50 mm (1.6 to 2 in)

400 mm (16 in)

50 to 80 mm (2 to 3.2 in)

550 mm (22 in)

80 to 100 mm (3.2 to 4 in)

850 mm (34 in)

100 to 150 mm (4 to 6 in)

1 050 mm (42 in)≥150 mm (6 in)

1 600 mm (64 in)In the case of longer nozzles, reduced measuring performance must be expected.
Please note the following:• The end of the nozzle must be smooth and free from burrs.
• The edge of the nozzle should be rounded.
• Mapping must be performed.
• Please contact the manufacturer's support department for applications with nozzles that are
higher than indicated in the table.
Beam angle

Endress+Hauser

The beam angle is defined as the angle α where the energy density of the radar waves reaches half
the value of the maximum energy density (3 dB width). Microwaves are also emitted outside thesignal beam and can be reflected off interfering installations.

23

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APLDα
W= 2 . D . tan_2

αW
A0031824 10Relationship between beam angle α, distance D and beamwidth diameter W

The beamwidth diameter W depends on the beam angle α and the distance D.
Encapsulated antenna, PVDF 40 mm / 1-1/2", α = 8 °D

W = D × 0.14

α
W

D

W

5 m (16 ft)

0.70 m (2.29 ft)

10 m (33 ft)

1.40 m (4.58 ft)

15 m (49 ft)

2.09 m (6.87 ft)

20 m (66 ft)

2.79 m (9.16 ft)

25 m (82 ft)

3.50 m (11.48 ft)

30 m (98 ft)

4.20 m (13.78 ft)

35 m (115 ft)

4.89 m (16.04 ft)

40 m (131 ft)

5.59 m (18.34 ft)

Drip-off, PTFE 50 mm (2 in) antenna, α = 6 °D

W = D × 0.10

α
W

24

D

W

5 m (16 ft)

0.52 m (1.70 ft)

10 m (33 ft)

1.04 m (3.41 ft)

15 m (49 ft)

1.56 m (5.12 ft)

20 m (66 ft)

2.08 m (6.82 ft)

25 m (82 ft)

2.60 m (8.53 ft)

30 m (98 ft)

3.12 m (10.24 ft)

35 m (115 ft)

3.64 m (11.94 ft)

40 m (131 ft)

4.16 m (13.65 ft)

45 m (148 ft)

4.68 m (15.35 ft)

50 m (164 ft)

5.20 m (17.06 ft)

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Integrated antenna, PEEK 20 mm / 3/4", α 14 °DW

5 m (16 ft)

1.23 m (4.04 ft)

10 m (33 ft)

2.46 m (8.07 ft)

D

W = D × 0.26

αWIntegrated antenna, PEEK 40 mm / 1-1/2", α = 8 °D

W = D × 0.14DW

5 m (16 ft)

0.70 m (2.29 ft)

10 m (33 ft)

1.40 m (4.58 ft)

15 m (49 ft)

2.09 m (6.87 ft)

20 m (66 ft)

2.79 m (9.16 ft)

22 m (72.18 ft)

3.08 m (10.10 ft)

αWSpecial mounting
instructions

Measurement through a ball valve

A0034564• Measurements can be performed through an open full bore ball valve without any problems.
• At the transitions, no gap exceeding 1 mm (0.04 in) may be left.
• Opening diameter of ball valve must always correspond to the pipe diameter; avoid edges andconstrictions.
External measurement through plastic cover or dielectric windows• Dielectric constant of medium: εr ≥ 10
• The distance from the tip of the antenna to the tank should be approx. 100 mm (4 in).
• Avoid installation positions where condensate or buildup can form between the antenna and thevessel• In the case of outdoor installations, ensure that the area between the antenna and the tank isprotected from the weather• Do not install any fittings or attachments between the antenna and the tank that could reflect thesignalThe thickness of the tank ceiling or the dielectric window depends on the εr of the material.

Endress+Hauser

25

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

The material thickness can be a full multiple of the optimum thickness (table); it is important tonote, however, that the microwave transparency decreases significantly with increasing material
thickness.
Optimum material thickness
Material

Optimum material thickness

PE; εr 2.3

1.25 mm (0.049 in)

PTFE; εr 2.1

1.30 mm (0.051 in)

PP; εr 2.3

1.25 mm (0.049 in)

Perspex; εr 3.1

1.10 mm (0.043 in)Container with heat insulation

1
2

A0046566

If process temperatures are high, the device should be included in the usual container insulation
system (2) to prevent the electronics from heating as a result of thermal radiation or convection. The
rib structure (1) must not be insulated.

Environment
Ambient temperature range

The following values apply up to a process temperature of +85 °C (+185 °F). At higher processtemperatures, the permitted ambient temperature is reduced.
• Without LCD display:Standard: –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)• With LCD display: –40 to +85 °C (–40 to +185 °F) with limitations in optical properties such as
display speed and contrast for example. Can be used without limitations up to–20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
If operating outdoors in strong sunlight:• Mount the device in the shade.
• Avoid direct sunlight, particularly in warm climatic regions.
• Use a weather protection cover (see accessories).

Ambient temperature limits

The permitted ambient temperature (Ta) depends on the selected housing material (ProductConfigurator → Housing; Material →) and the selected process temperature range (ProductConfigurator → Application →).
In the event of temperature (Tp) at the process connection, the permitted ambient temperature (Ta)is reduced.
The following information only takes functional aspects into consideration. Additional
restrictions may apply for certified device versions.

26

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Plastic housing
Plastic housing; process temperature –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 11
P1
P2
P3
P4
P5

Plastic housing; process temperature –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: +25 °C (+77 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)

In the case of devices with a plastic housing and CSA C/US approval, the selected processtemperature of –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) is limited to 0 to +150 °C (+32 to +302 °F).
Restriction to a process temperature of 0 to +150 °C (+32 to +302 °F) with CSA C/US approval andplastic housing
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0048826

 12
P1
P2
P3
P4
P5

Plastic housing; process temperature 0 to +150 °C (+32 to +302 °F) with CSA C/US approval= Tp: 0 °C (+32 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: +25 °C (+77 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: 0 °C (+32 °F)= Tp: 0 °C (+32 °F) | Ta: 0 °C (+32 °F)

Plastic housing; process temperature –20 to +200 °C (–4 to +392 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 13
P1
P2
P3
P4
P5

Plastic housing; process temperature –20 to +200 °C (–4 to +392 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: +27 °C (+81 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)

In the case of devices with a plastic housing and CSA C/US approval, the selected processtemperature of –20 to +200 °C (–4 to +392 °F) is limited to 0 to +200 °C (+32 to +392 °F).

Endress+Hauser

27

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Restriction to a process temperature of 0 to +200 °C (+32 to +392 °F) with CSA C/US approval andplastic housing
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0048826

 14
P1
P2
P3
P4
P5

Plastic housing; process temperature 0 to +200 °C (+32 to +392 °F) with CSA C/US approval= Tp: 0 °C (+32 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: +27 °C (+81 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: 0 °C (+32 °F)= Tp: 0 °C (+32 °F) | Ta: 0 °C (+32 °F)

Plastic housing; process temperature –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 15
P1
P2
P3
P4
P5

Plastic housing; process temperature –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +80 °C (+176 °F) | Ta: +75 °C (+167 °F)= Tp: +80 °C (+176 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)

In the case of devices with a plastic housing and CSA C/US approval, the selected processtemperature of–40 to +80 °C (–40 to +176 °F) is limited to 0 to +80 °C (+32 to +176 °F).
Restriction to a process temperature of 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) with CSA C/US approval andplastic housing
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0048826

 16
P1
P2
P3
P4
P5

28

Plastic housing; process temperature 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) with CSA C/US approval= Tp: 0 °C (+32 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +80 °C (+176 °F) | Ta: +75 °C (+167 °F)= Tp: +80 °C (+176 °F) | Ta: 0 °C (+32 °F)= Tp: 0 °C (+32 °F) | Ta: 0 °C (+32 °F)

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Plastic housing; process temperature –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 17
P1
P2
P3
P4
P5

Plastic housing; process temperature –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +130 °C (+266 °F) | Ta: +41 °C (+106 °F)= Tp: +130 °C (+266 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)

In the case of devices with a plastic housing and CSA C/US approval, the selected processtemperature of –40 to +130 °C (–40 to +266 °F) is limited to 0 to +130 °C (+32 to +266 °F).
Restriction to a process temperature of 0 to +130 °C (+32 to +266 °F) with CSA C/US approval andplastic housing
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0048826

 18
P1
P2
P3
P4
P5

Plastic housing; process temperature 0 to +130 °C (+32 to +266 °F) with CSA C/US approval= Tp: 0 °C (+32 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +130 °C (+266 °F) | Ta: +41 °C (+106 °F)= Tp: +130 °C (+266 °F) | Ta: 0 °C (+32 °F)= Tp: 0 °C (+32 °F) | Ta: 0 °C (+32 °F)

Plastic housing; process temperature –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 19
P1
P2
P3
P4
P5

Plastic housing; process temperature –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: +25 °C (+77 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)

In the case of devices with a plastic housing and CSA C/US approval, the selected processtemperature of –40 to +150 °C (–40 to +302 °F) is limited to 0 to +150 °C (+32 to +302 °F).

Endress+Hauser

29

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Restriction to a process temperature of 0 to +150 °C (+32 to +302 °F) with CSA C/US approval andplastic housing
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0048826

 20
P1
P2
P3
P4
P5

Plastic housing; process temperature 0 to +150 °C (+32 to +302 °F) with CSA C/US approval= Tp: 0 °C (+32 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: +25 °C (+77 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: 0 °C (+32 °F)= Tp: 0 °C (+32 °F) | Ta: 0 °C (+32 °F)

Plastic housing; process temperature –40 to +200 °C (–40 to +392 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 21
P1
P2
P3
P4
P5

Plastic housing; process temperature –40 to +200 °C (–40 to +392 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: +27 °C (+81 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)

In the case of devices with a plastic housing and CSA C/US approval, the selected processtemperature of –40 to +200 °C (–40 to +392 °F) is limited to 0 to +200 °C (+32 to +392 °F).
Restriction to a process temperature of 0 to +200 °C (+32 to +392 °F) with CSA C/US approval andplastic housing
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0048826

 22
P1
P2
P3
P4
P5

30

Plastic housing; process temperature 0 to +200 °C (+32 to +392 °F) with CSA C/US approval= Tp: 0 °C (+32 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: +27 °C (+81 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: 0 °C (+32 °F)= Tp: 0 °C (+32 °F) | Ta: 0 °C (+32 °F)

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Aluminum housing, coated
Aluminum housing; process temperature –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 23
P1
P2
P3
P4
P5

Aluminum housing, coated; process temperature –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: +79 °C (+174 °F)= Tp: +79 °C (+174 °F) | Ta: +79 °C (+174 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: +53 °C (+127 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)

Aluminum housing; process temperature –20 to +200 °C (–4 to +392 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 24
P1
P2
P3
P4
P5

Aluminum housing, coated; process temperature –20 to +200 °C (–4 to +392 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: +79 °C (+174 °F)= Tp: +79 °C (+174 °F) | Ta: +79 °C (+174 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: +47 °C (+117 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)

Aluminum housing; process temperature –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 25
P1
P2
P3
P4
P5

Endress+Hauser

Aluminum housing, coated; process temperature –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: +79 °C (+174 °F)= Tp: +79 °C (+174 °F) | Ta: +79 °C (+174 °F)= Tp: +80 °C (+176 °F) | Ta: +79 °C (+174 °F)= Tp: +80 °C (+176 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)

31

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Aluminum housing; process temperature –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 26
P1
P2
P3
P4
P5

Aluminum housing, coated; process temperature –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: +79 °C (+174 °F)= Tp: +79 °C (+174 °F) | Ta: +79 °C (+174 °F)= Tp: +130 °C (+266 °F) | Ta: +55 °C (+131 °F)= Tp: +130 °C (+266 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)

Aluminum housing; process temperature –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 27
P1
P2
P3
P4
P5

Aluminum housing, coated; process temperature –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: +79 °C (+174 °F)= Tp: +79 °C (+174 °F) | Ta: +79 °C (+174 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: +53 °C (+127 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)

Aluminum housing; process temperature –40 to +200 °C (–40 to +392 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 28
P1
P2
P3
P4
P5

32

Aluminum housing, coated; process temperature –40 to +200 °C (–40 to +392 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: +79 °C (+174 °F)= Tp: +79 °C (+174 °F) | Ta: +79 °C (+174 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: +47 °C (+117 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

316L housing
316L housing; process temperature –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 29
P1
P2
P3
P4
P5

316L housing; process temperature –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: +77 °C (+171 °F)= Tp: +77 °C (+171 °F) | Ta: +77 °C (+171 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: +43 °C (+109 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)

316L housing; process temperature –20 to +200 °C (–4 to +392 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 30
P1
P2
P3
P4
P5

316L housing; process temperature –20 to +200 °C (–4 to +392 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: +77 °C (+171 °F)= Tp: +77 °C (+171 °F) | Ta: +77 °C (+171 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: +38 °C (+100 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)

316L housing; process temperature –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 31
P1
P2
P3
P4
P5

Endress+Hauser

316L housing; process temperature –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: +77 °C (+171 °F)= Tp: +77 °C (+171 °F) | Ta: +77 °C (+171 °F)= Tp: +80 °C (+176 °F) | Ta: +77 °C (+171 °F)= Tp: +80 °C (+176 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)

33

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

316L housing; process temperature –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 32
P1
P2
P3
P4
P5

316L housing; process temperature –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: +77 °C (+171 °F)= Tp: +77 °C (+171 °F) | Ta: +77 °C (+171 °F)= Tp: +130 °C (+266 °F) | Ta: +54 °C (+129 °F)= Tp: +130 °C (+266 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)

316L housing; process temperature –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 33
P1
P2
P3
P4
P5

316L housing; process temperature range: –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: +77 °C (+171 °F)= Tp: +77 °C (+171 °F) | Ta: +77 °C (+171 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: +43 °C (+109 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)

316L housing; process temperature –40 to +200 °C (–40 to +392 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 34
P1
P2
P3
P4
P5

34

316L housing; process temperature –40 to +200 °C (–40 to +392 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: +77 °C (+171 °F)= Tp: +77 °C (+171 °F) | Ta: +77 °C (+171 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: +38 °C (+100 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

316L housing, hygiene
316L housing, hygiene; process temperature –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 35
P1
P2
P3
P4
P5

316L housing, hygiene; process temperature –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: +41 °C (+106 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)

316L housing, hygiene; process temperature –20 to +200 °C (–4 to +392 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 36
P1
P2
P3
P4
P5

316L housing, hygiene; process temperature –20 to +200 °C (–4 to +392 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: +32 °C (+90 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)

316L housing, hygiene; process temperature –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 37
P1
P2
P3
P4
P5

Endress+Hauser

316L housing, hygiene; process temperature –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +80 °C (+176 °F) | Ta: +75 °C (+167 °F)= Tp: +80 °C (+176 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)

35

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

316L housing, hygiene; process temperature –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 38
P1
P2
P3
P4
P5

316L housing, hygiene; process temperature –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +130 °C (+266 °F) | Ta: +55 °C (+131 °F)= Tp: +130 °C (+266 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)

316L housing, hygiene; process temperature –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 39
P1
P2
P3
P4
P5

316L housing, hygiene; process temperature range: –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: +41 °C (+106 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)

316L housing, hygiene; process temperature –40 to +200 °C (–40 to +392 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 40
P1
P2
P3
P4
P5

316L housing, hygiene; process temperature –40 to +200 °C (–40 to +392 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: +32 °C (+90 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)

Storage temperature• Without LCD display: –40 to +90 °C (–40 to +194 °F)• With LCD display: –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)

Climate class

DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)

Installation height as per
IEC61010-1 Ed.3

Generally up to 5 000 m (16 404 ft) above sea level

36

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Degree of protection

Test as per IEC 60529 and NEMA 250-2014
Housing
IP66/68, NEMA TYPE 4X/6P
IP68 test condition: 1.83 m under water for 24 hours.
Cable entries• Gland M20, plastic, IP66/68 NEMA TYPE 4X/6P• Gland M20, nickel-plated brass, IP66/68 NEMA TYPE 4X/6P• Gland M20, 316L, IP66/68 NEMA TYPE 4X/6P• Gland M20, hygiene, IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P• Thread M20, IP66/68 NEMA TYPE 4X/6P• Thread G1/2, IP66/68 NEMA TYPE 4X/6P
If the G1/2 thread is selected, the device is delivered with an M20 thread as standard and a G1/2
adapter is included with the delivery, along with the corresponding documentation• Thread NPT1/2, IP66/68 NEMA TYPE 4X/6P• M12 plug
• When housing is closed and connecting cable is plugged in: IP66/67 NEMA TYPE 4X• When housing is open or connecting cable is not plugged in: IP20, NEMA TYPE 1
NOTICEM12 plug: Loss of IP protection class due to incorrect installation!
‣ The degree of protection only applies if the connecting cable used is plugged in and screwed
tight.
‣ The degree of protection only applies if the connecting cable used is specified according toIP66/67 NEMA 4X.
‣ The protection classes are only maintained if the dummy cap is used or the cable is connected.

Vibration resistanceDIN EN 60068-2-64 / IEC 60068-2-64 for 5 to 2 000 Hz: 1.5 (m/s2)2/Hz

Electromagnetic
compatibility (EMC)• Electromagnetic compatibility as per EN 61326 series and NAMUR recommendation EMC (NE21)• Maximum measured error during EMC testing: < 0.5 % of the current digital measured value
For more details refer to the EU Declaration of Conformity.

Process
Process pressure range

LWARNING
The maximum pressure for the device depends on the lowest-rated component with regard topressure (components are: process connection, optional mounted parts or accessories).
‣ Only operate the device within the specified limits for the components!
‣ MWP (Maximum Working Pressure): The MWP is specified on the nameplate. This value refers
to a reference temperature of +20 °C (+68 °F) and may be applied to the device for an unlimited
time. Note temperature dependence of MWP. For flanges, refer to the following standards forthe permitted pressure values at higher temperatures: EN 1092-1 (with regard to their stability/
temperature property, the materials 1.4435 and 1.4404 are grouped together under EN 1092-1;
the chemical composition of the two materials can be identical), ASME B16.5, JIS B2220 (thelatest version of the standard applies in each case). MWP data that deviate from this areprovided in the relevant sections of the Technical Information.
‣ The Pressure Equipment Directive (2014/68/EU) uses the abbreviation PS . This corresponds tothe maximum working pressure (MWP) of the device.
The following tables show the dependencies between the seal material, process temperature (TP)and process pressure range for each process connection that can be selected for the antenna used.

Endress+Hauser

37

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Encapsulated antenna, PVDF, 40 mm (1.5 in)Process connection thread 1-½"
Seal

Tp

Process pressure range

PVDF encapsulated–40 to +80 °C(–40 to +176 °F)–1 to 3 bar (–14.5 to 43.5 psi)

PVDF encapsulated–40 to +130 °C(–40 to +266 °F)–1 to 3 bar (–14.5 to 43.5 psi)

The following temperature restriction applies for devices with the dust ignition-proof
approval category 1D, 2D or 3D
A0047831

PVDF encapsulated–20 to +80 °C (–4 to +176 °F)–1 to 3 bar (–14.5 to 43.5 psi)

Seal

Tp

Process pressure range

PVDF encapsulated–40 to +80 °C(–40 to +176 °F)–1 to 3 bar (–14.5 to 43.5 psi)

Process connection UNI flange PP

The following temperature restriction applies for devices with the dust ignition-proof
approval category 1D, 2D or 3D
PVDF encapsulated–20 to +80 °C (–4 to +176 °F) –1 to 3 bar (–14.5 to 43.5 psi)

A0047947

The pressure range may be further restricted in the event of a CRN approval.
Drip-off antenna 50 mm (2 in)Process connection thread

A0047447

Seal

Tp

Process pressure range

FKM Viton GLT–40 to +130 °C (–40 to +266 °F)–1 to 16 bar (–14.5 to 232 psi)

FKM Viton GLT–40 to +150 °C (–40 to +302 °F)–1 to 16 bar (–14.5 to 232 psi)

FKM Viton GLT–40 to +200 °C (–40 to +392 °F)–1 to 16 bar (–14.5 to 232 psi)

EPDM

–40 to +130 °C (–40 to +266 °F)–1 to 16 bar (–14.5 to 232 psi)

HNBR

–20 to +150 °C (–4 to +302 °F)–1 to 16 bar (–14.5 to 232 psi)

FFKM Kalrez–20 to +150 °C (–4 to +302 °F)–1 to 16 bar (–14.5 to 232 psi)

FFKM Kalrez–20 to +200 °C (–4 to +392 °F)–1 to 16 bar (–14.5 to 232 psi)

Process connection UNI flange PP
Seal

Tp

Process pressure range

FKM Viton GLT–40 to +80 °C (–40 to +176 °F)–1 to 3 bar (–14.5 to 43.5 psi)

EPDM

–40 to +80 °C (–40 to +176 °F)–1 to 3 bar (–14.5 to 43.5 psi)

The following temperature restriction applies for devices with the HNBR or FFKM
Kalrez O-ring
A0047726

38

HNBR–20 to +80 °C (–4 to +176 °F)–1 to 3 bar (–14.5 to 43.5 psi)

FFKM Kalrez–20 to +80 °C (–4 to +176 °F)–1 to 3 bar (–14.5 to 43.5 psi)

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Process connection UNI flange 316L

A0047726

Seal

Tp

Process pressure range

FKM Viton GLT–40 to +130 °C (–40 to +266 °F)–1 to 3 bar (–14.5 to 43.5 psi)

FKM Viton GLT–40 to +150 °C (–40 to +302 °F)–1 to 3 bar (–14.5 to 43.5 psi)

FKM Viton GLT–40 to +200 °C (–40 to +392 °F)–1 to 3 bar (–14.5 to 43.5 psi)

EPDM

–40 to +130 °C (–40 to +266 °F)–1 to 3 bar (–14.5 to 43.5 psi)

HNBR

–20 to +150 °C (–4 to +302 °F)–1 to 3 bar (–14.5 to 43.5 psi)

FFKM Kalrez–20 to +150 °C (–4 to +302 °F)–1 to 3 bar (–14.5 to 43.5 psi)

FFKM Kalrez–20 to +200 °C (–4 to +392 °F)–1 to 3 bar (–14.5 to 43.5 psi)

The pressure range may be further restricted in the event of a CRN approval.
Integrated antenna, PEEK, 20 mm (0.75 in)Process connection thread 3/4"
Seal

Tp

Process pressure range

FKM Viton GLT–40 to +150 °C (–40 to +302 °F)–1 to 20 bar (–14.5 to 290 psi)

FKM Viton GLT–40 to +200 °C (–40 to +392 °F)–1 to 20 bar (–14.5 to 290 psi)

FFKM Kalrez–20 to +150 °C (–4 to +302 °F)–1 to 20 bar (–14.5 to 290 psi)

FFKM Kalrez–20 to +200 °C (–4 to +392 °F)–1 to 20 bar (–14.5 to 290 psi)

A0047832

The pressure range may be further restricted in the event of a CRN approval.
Integrated antenna, PEEK, 40 mm (1.5 in)Process connection thread 1-½"
Seal

Tp

Process pressure range

FKM Viton GLT–40 to +150 °C (–40 to +302 °F)–1 to 20 bar (–14.5 to 290 psi)

FKM Viton GLT–40 to +200 °C (–40 to +392 °F)–1 to 20 bar (–14.5 to 290 psi)

FFKM Kalrez–20 to +150 °C (–4 to +302 °F)–1 to 20 bar (–14.5 to 290 psi)

FFKM Kalrez–20 to +200 °C (–4 to +392 °F)–1 to 20 bar (–14.5 to 290 psi)

A0047833

The pressure range may be further restricted in the event of a CRN approval.

Dielectric constant

For liquidsεr ≥ 1.2
Contact Endress+Hauser for applications with lower dielectric constants than indicated.

Mechanical construction
Dimensions

Endress+Hauser

The dimensions of the individual components must be added together for the total dimensions.

39

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Single compartment housing, plastic!94 (3.7)

2

123.9 (4.88)

125.3 (4.93)

1

107.5 (4.23)
A0048768 41
1
2

Dimensions of single compartment housing, plastic (PBT). Unit of measurement mm (in)Height with cover with plastic viewing window
Cover without viewing window

Aluminum single compartment housing!101 (3.98)
1

3

124 (4.88)

138 (5.43)

127 (5)2

45 (1.77)
125 (4.92)

ESC

-

+

E

A0038380

 42
1
2
3

40

Dimensions of aluminum single compartment housing. Unit of measurement mm (in)Height with cover with glass viewing window (devices for Ex d/XP, Dust-Ex)
Height with cover with plastic viewing window
Cover without viewing window

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

316L single compartment housing, hygiene13

123 (4.84)

123 (4.84)

92 (3.62)

130 (5.12)

134 (5.28)

143 (5.63)

2A0050364

 43
1
2
3

Endress+Hauser

Dimensions of 316L single compartment housing, hygiene. Unit of measurement mm (in)Height with cover with glass viewing window (dust Ex)
Height with cover with plastic viewing window
Cover without viewing window41

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Aluminum dual compartment housing
132 (5.2)
121 (4.76)
115 (4.53)

118 (4.65)

131 (5.16)

127 (5)2!101 (3.98)

3

ESC

-

+

E

1
64 (2.52)

54 (2.13)

78 (3.07)
143 (5.63)

A0038377

 44
1
2
3

42

Dimensions of dual compartment housing. Unit of measurement mm (in)Height with cover with glass viewing window (devices for Ex d/XP, Dust-Ex)
Height with cover with plastic viewing window
Cover without viewing window

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Aluminum or 316L dual compartment housing, L-form

133 (5.24)

130 (5.12)

110 (4.33)

3

2

144 (5.67)!101 (3.98)!101 (3.98)

1

140 (5.51)
138 (5.43)

ESC

-

+

E

A0038381

 45
1
2
3

Dimensions of dual compartment housing, L-form. Unit of measurement mm (in)Height with cover with glass viewing window (devices for Ex d/XP, Dust-Ex)
Height with cover with plastic viewing window
Cover without viewing window

Encapsulated antenna, PVDF, 40 mm (1.5 in)R

105.4 (4.15)

50.2 (1.98)

50 mm

72.2 (2.84)

1!43.7 (1.72)
A0046478

 46R
1

Dimensions of encapsulated antenna, PVDF, 40 mm (1.5 in). Unit of measurement mm (in)Reference point of measurement
Bottom edge of housing

Process connection:• Thread ISO228 G1-1/2, PVDF
• Thread ANSI MNPT1-1/2, PVDF

Endress+Hauser

43Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Encapsulated antenna, PVDF, 40 mm (1.5 in), process connection UNI flangeR

105.4 (4.15)

50 mm

72.2 (2.84)

52.2 (2.06)

1!43.7 (1.72)
A0048829

 47
R
1

Dimensions of encapsulated antenna, PVDF, 40 mm (1.5 in), process connection UNI flange. Unit ofmeasurement mm (in)Reference point of measurement
Bottom edge of housing

UNI flange 3"/DN80/80A

G 1 1/2!200 (7.9)!160 (6.3)!150 (5.9)

19 (0.75)45°

20 (0.79)
A0048847

 48

Dimensions of UNI flange 3"/DN80/80A. Unit of measurement mm (in)Suitable for ASME B16.5, 3" 150lbs / EN1092-1; DN80 PN16 / JIS B2220; 10K 80A
Material:
PP, weight 0.50 kg (1.10 lb)

44

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

UNI flange 4"/DN100/100A

G 1 1/2!228.6 (9)!190.5 (7.5)!175 (6.9)

19 (0.75)45°

20 (0.79)
A0048848

 49

Dimensions of UNI flange 4"/DN100/100A. Unit of measurement mm (in)Suitable for ASME B16.5, 4" 150lbs / EN1092-1; DN100 PN16 / JIS B2220; 10K 100A
Material:
PP, weight 0.70 kg (1.54 lb)
UNI flange 6"/DN150/150A

G 1 1/2!285 (11.2)!241.3 (9.5)!240 (9.4)

23 (0.9)45°

20 (0.79)
A0048849

 50

Dimensions of UNI flange 6"/DN150/150A. Unit of measurement mm (in)Suitable for ASME B16.5, 6" 150lbs / EN1092-1; DN150 PN16 / JIS B2220; 10K 150A
Material:
PP, weight 1.00 kg (2.20 lb)

Endress+Hauser

45

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Drip-off antenna 50 mm (2 in), threaded process connection
A

B

1

L2

22 (0.87)

L1

1

55 mm

78 (3.07)

R!42.5 (1.67)
A0046479

 51
A
B
1
R
L1
L2

46

Dimensions of Drip-off antenna 50 mm (2 in), threaded process connection. Unit ofmeasurement mm (in)Process temperature version ≤150 °C (302 °F)
Process temperature version ≤200 °C (392 °F)
Bottom edge of housing
Reference point of measurement
97 mm (3.82 in); version with Ex d or XP approval +5 mm (+0.20 in)
109 mm (4.29 in); version with Ex d or XP approval +5 mm (+0.20 in)Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Drip-off antenna 50 mm (2 in), UNI flange process connection
A

B

1

L1

L4

L2

L3

1

78 (3.07)

R!42.5 (1.67)
A0046480

 52
A
B
1
R
L1
L2
L3
L4

Dimensions of Drip-off antenna 50 mm (2 in), UNI flange process connection. Unit ofmeasurement mm (in)Process temperature version ≤150 °C (302 °F)
Process temperature version ≤200 °C (392 °F)
Bottom edge of housing
Reference point of measurement
175 mm (6.89 in); version with Ex d or XP approval +5 mm (+0.20 in)
77 mm (3.03 in); version with Ex d or XP approval +5 mm (+0.20 in)
89 mm (3.50 in); version with Ex d or XP approval +5 mm (+0.20 in)
187 mm (7.36 in); version with Ex d or XP approval +5 mm (+0.20 in)

UNI flange 3"/DN80/80A

G 1 1/2!200 (7.9)!160 (6.3)!150 (5.9)

19 (0.75)45°

20 (0.79)
A0048847

 53

Dimensions of UNI flange 3"/DN80/80A. Unit of measurement mm (in)Suitable for ASME B16.5, 3" 150lbs / EN1092-1; DN80 PN16 / JIS B2220; 10K 80A
Material:• PP, weight 0.50 kg (1.10 lb)• 316L, weight 4.3 kg (9.48 lb)

Endress+Hauser

47

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

UNI flange 4"/DN100/100A

G 1 1/2!228.6 (9)!190.5 (7.5)!175 (6.9)

19 (0.75)45°

20 (0.79)
A0048848

 54

Dimensions of UNI flange 4"/DN100/100A. Unit of measurement mm (in)Suitable for ASME B16.5, 4" 150lbs / EN1092-1; DN100 PN16 / JIS B2220; 10K 100A
Material:• PP, weight 0.70 kg (1.54 lb)• 316L, weight 5.80 kg (12.79 lb)
UNI flange 6"/DN150/150A

G 1 1/2!285 (11.2)!241.3 (9.5)!240 (9.4)

23 (0.9)45°

20 (0.79)
A0048849

 55

Dimensions of UNI flange 6"/DN150/150A. Unit of measurement mm (in)Suitable for ASME B16.5, 6" 150lbs / EN1092-1; DN150 PN16 / JIS B2220; 10K 150A
Material:• PP, weight 1.00 kg (2.20 lb)• 316L, weight 9.30 kg (20.50 lb)

48

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Integrated antenna, PEEK, 20 mm (0.75 in)
A

B

1

36 mm

22 (0.87)

L1

L2

1

R

!23.8 (0.94)!32.2 (1.27)
A0046481

 56
A
B
R
1
L1
L2

Endress+Hauser

Dimensions; integrated antenna, PEEK, 20 mm (0.75 in); process connection, thread 3/4". Unit ofmeasurement mm (in)Process temperature version ≤150 °C (302 °F)
Process temperature version ≤200 °C (392 °F)
Reference point of measurement
Bottom edge of housing
112 mm (4.41 in); version with Ex d or XP approval +5 mm (+0.20 in)
124 mm (4.88 in); version with Ex d or XP approval +5 mm (+0.20 in)49

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Integrated antenna, PEEK, 40 mm (1.5 in)A1

B

30 (1.18)

L1

L2

1

R
!42.5 (1.67)!54.8 (2.18)
A0046482

 57
A
B
R
1
L1
L2

WeightDimensions; integrated antenna, PEEK, 40 mm (1.5 in); process connection, thread 1-1/2". Unit ofmeasurement mm (in)Process temperature version ≤150 °C (302 °F)
Process temperature version ≤200 °C (392 °F)
Reference point of measurement
Bottom edge of housing
153 mm (6.02 in); version with Ex d or XP approval +5 mm (+0.20 in)
165 mm (6.50 in); version with Ex d or XP approval +5 mm (+0.20 in)

The weights of the individual components must be added together for the total weight.
Housing
Weight including electronics and display.
Single compartment housing• Plastic: 0.5 kg (1.10 lb)• Aluminum: 1.2 kg (2.65 lb)• 316L hygiene: 1.2 kg (2.65 lb)
Dual compartment housing
Aluminum: 1.4 kg (3.09 lb)
Dual compartment housing, L-form• Aluminum: 1.7 kg (3.75 lb)• Stainless steel: 4.5 kg (9.9 lb)
Antenna and process connection adapter
The flange weight (316/316L) depends on the selected standard and sealing surface.
Details -> TI00426F or in the relevant standard
The heaviest version is indicated for the antenna weights
Encapsulated antenna, PVDF, 40 mm (1.5 in)
0.60 kg (1.32 lb)
Drip-off antenna 50 mm (2 in)
1.70 kg (3.75 lb)
Integrated antenna, PEEK, 20 mm (0.75 in)
1.10 kg (2.43 lb) + flange weight
Integrated antenna, PEEK, 40 mm (1.5 in)
1.90 kg (4.19 lb) + flange weight

50

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Materials

Materials not in contact with process
Plastic housing• Housing: PBT/PC• Dummy cover: PBT/PC• Cover with window: PBT/PC and PC• Cover seal: EPDM
• Potential equalization: 316L
• Seal under potential equalization: EPDM
• Plug: PBT-GF30-FR• M20 cable gland: PA• Seal on plug and cable gland: EPDM
• Threaded adapter as replacement for cable glands: PA66-GF30• Nameplate: plastic foil
• TAG plate: plastic foil, metal or provided by customer
Aluminum housing, coated• Housing: aluminum EN AC 44300• Housing, cover coating: polyester• Dummy cover: aluminum EN AC 44300• Cover aluminum EN AC 44300 with PC Lexan 943A window
Cover aluminum EN AC 44300 with borosilicate window; optionally available as enclosed
accessory
For Ex d, Dust-Ex applications, the window is always made from borosilicate.
• Cover seal materials: HNBR• Cover seal materials: FVMQ (only for low temperature version)• Nameplate: plastic foil
• TAG plate: plastic foil, stainless steel or provided by the customer• M20 cable glands: select material (stainless steel, nickel-plated brass, polyamide)
Stainless steel housing, 316L
• Housing: stainless steel 316L (1.4409)• Dummy cover: stainless steel 316L (1.4409)• 316L (1.4409) stainless steel cover with borosilicate window• Cover seal materials: FVMQ (only for low temperature version)• Cover seal materials: HNBR
• Nameplate: stainless steel housing, labeled directly• TAG plate: plastic foil, stainless steel or provided by the customer• M20 cable glands: select material (stainless steel, nickel-plated brass, polyamide)
Stainless steel housing, 316L hygiene• Housing: stainless steel 316L (1.4404)• Dummy cover: stainless steel 316L (1.4404)• 316L (1.4404) stainless steel cover with PC Lexan 943A window
316L (1.4404) stainless steel cover with borosilicate window; can be optionally ordered as an
enclosed accessory
For Dust-Ex applications, the window is always made from borosilicate.
• Cover seal materials: EPDM
• Nameplate: stainless steel housing, labeled directly• TAG plate: plastic foil, stainless steel or provided by the customer• M20 cable glands: select material (stainless steel, nickel-plated brass, polyamide)Endress+Hauser

51

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Materials in contact with the medium
Encapsulated antenna, PVDF, 40 mm (1.5 in)

3
4
5
2

1

A0046602

 58
1
2
3
4
5

Material; encapsulated antenna, PVDF, 40 mm (1.5 in)

Antenna, PVDF
Threaded process connection, PVDF
Housing adapter, PBT-GF30 (dust ignition-proof: 304/ 1.4301)
Synthetic/organic fiber elastomer seal (asbestos-free), FA material
UNI flange, PP

Drip-off antenna 50 mm (2 in)

4

5
6

3
2

1
A0046603

 59
1
2
3
4
5
6

52

Material; Drip-off antenna 50 mm (2 in)Antenna: PTFE, seal material can be selected (order option)
Threaded sleeve: 316L / 1.4404
Process connection: 316L / 1.4404
Housing adapter: 316L / 1.4404
Synthetic/organic fiber elastomer seal (asbestos-free), FA material
UNI flange, material can be selected (order option)

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Integrated antenna, PEEK, 20 mm (0.75 in)

3

2

1
A0046605

 60
1
2
3

Material; integrated antenna, PEEK, 20 mm (0.75 in)

Antenna: PEEK, seal material can be selected (order option)
Process connection: 316L / 1.4404
Housing adapter: 316L / 1.4404

Integrated antenna, PEEK, 40 mm (1.5 in)

3

2

1
A0046606

 61
1
2
3

Endress+Hauser

Material; integrated antenna, PEEK, 40 mm (1.5 in)

Antenna: PEEK, seal material can be selected (order option)
Process connection: 316L / 1.4404
Housing adapter: 316L / 1.4404

53

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Display and user interface
Operating concept

Operator-oriented menu structure for user-specific tasks• Guidance• Diagnostics• Application• System
Fast and safe commissioning• Interactive wizard with graphical user interface for guided commissioning in FieldCare, DeviceCareor DTM, AMS and PDM-based third-party tools or SmartBlue• Menu guidance with short explanations of the individual parameter functions• Standardized operation at the device and in the operating tools
Integrated HistoROM data memory• Adoption of data configuration when electronics modules are replaced• Up to 100 event messages recorded in the device
Efficient diagnostic behavior increases measurement availability• Remedial measures are integrated in plain text
• Diverse simulation options
Bluetooth (optionally integrated in local display)• Quick and easy setup with SmartBlue app or PC with DeviceCare, version 1.07.05 and higher, orFieldXpert SMT70• No additional tools or adapters required• Encrypted single point-to-point data transmission (tested by Fraunhofer Institute) and passwordprotected communication via Bluetooth® wireless technology

Languages

Operating languages• English option (English option is set at the factory if no other language is ordered)• Deutsch• Français• Español• Italiano• Nederlands• Portuguesa• Polski• русский язык (Russian)• Türkçe• 中文 (Chinese)• 日本語 (Japanese)• 한국어 (Korean)• čeština (Czech)• Svenska

Local operation

Operating keys and DIP switches on the electronic insert

Net

Mod

Displayof f on1

3 2
A0046061

 62
1
2
3

Operating keys and DIP switches on the Ethernet-APL electronic insert

Operating key for Reset password and Reset device
DIP switch for setting the service IP address
DIP switch for locking and unlocking the device

The setting of the DIP switches on the electronic insert has priority over the settings made via
other operation methods (e.g. FieldCare/DeviceCare).

54

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Local display

Device display (optional)
Functions:• Display of measured values and fault and notice messages• Background lighting, which switches from green to red in the event of an error• The device display can be removed for easier operation

ESC

-

+

E

1
A0039284

 63

Remote operation

Graphic display with optical operating keys (1)Via PROFINET with Ethernet-APL network
1

2

3

4

5

6

6

6

6
A0046097

 64
1
2
3
4
5
6

Options for remote operation via PROFINET with Ethernet-APL network: star topology

Automation system, e.g., Simatic S7 (Siemens)
Ethernet switch
Computer with Web browser (e.g., Microsoft Edge) for accessing the integrated device Web server orcomputer with operating tool (e.g., FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM) with iDTM Profinet Communication
APL power switch (optional)
APL field switch
APL field device

Call up the website via the computer in the network. The IP address of the device must be known.

Endress+Hauser

55

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

The IP address can be assigned to the device in a variety of ways:• Dynamic Configuration Protocol (DCP), factory setting
The automation system (e.g., Siemens S7) automatically assigns the IP address to the device• Software addressing
The IP address is entered via the IP address parameter• DIP switch for service
The device then has the fixed IP address 192.168.1.212
The IP address is only adopted following a restart.
The IP address can now be used to establish the connection to the network
The default setting is that the device uses the Dynamic Configuration Protocol (DCP). The
automation system (e.g., Siemens S7) automatically assigns the IP of the device.
Via service interface (CDI)1

2

3A00391481
2
3

Computer with FieldCare/DeviceCare operating toolCommubox FXA291
Service interface (CDI) of the measuring device (= Endress+Hauser Common Data Interface)

Via Web browser
Function scopeThanks to the integrated Web server the device can be operated and configured via a Web browser.
The structure of the operating menu is the same as for the local display. In addition to the measured
values, device status information is also displayed and allows users to monitor the status of thedevice. Furthermore the device data can be managed and the network parameters can be configured.
Operation via Bluetooth® wireless technology (optional)
Prerequisite• Measuring device with Bluetooth display• Smartphone or tablet with SmartBlue app or PC with DeviceCare, version 1.07.00 and higher, orFieldXpert SMT70
The connection has a range of up to 25 m (82 ft). The range can vary depending on environmental
conditions such as attachments, walls or ceilings.
System integration

PROFINET with Ethernet-APL
PROFINET Profile 4.02

Supported operating tools

Smartphone or tablet with Endress+Hauser SmartBlue (app), DeviceCare, version 1.07.00 andhigher, FieldCare, DTM, AMS and PDM.
PC with Web server via fieldbus protocol.

Certificates and approvals
Current certificates and approvals for the product are available at www.endress.com on the relevant
product page:56

1.

Select the product using the filters and search field.

2.

Open the product page.

3.

Select Downloads.

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

CE mark

The measuring system meets the legal requirements of the applicable EU directives. These are listed
in the corresponding EU Declaration of Conformity together with the standards applied.
The manufacturer confirms successful testing of the device by affixing to it the CE mark.

RoHS

The measuring system meets the substance restrictions of the Directive on the Restriction of the Use
of Certain Hazardous Substances 2011/65/EU (RoHS 2) and the Delegated Directive (EU) 2015/863(RoHS 3).

RCM marking

The supplied product or measuring system meets the ACMA (Australian Communications and Media
Authority) requirements for network integrity, interoperability, performance characteristics as wellas health and safety regulations. Here, especially the regulatory arrangements for electromagnetic
compatibility are met. The products bear the RCM marking on the nameplate.

A0029561

Ex approvals

Additional safety instructions must be followed for use in hazardous areas. Please refer to theseparate "Safety Instructions" (XA) document included in the delivery. Reference to the applicable XA
can be found on the nameplate.
Explosion-protected smartphones and tablets
If used in hazardous areas, mobile end devices with an Ex approval must be used.

Pressure equipment withallowable pressure ≤200 bar (2 900 psi)

Pressure instruments with a flange and threaded boss that do not have a pressurized housing do not
fall within the scope of the Pressure Equipment Directive, irrespective of the maximum allowablepressure.
Reasons:
According to Article 2, point 5 of EU Directive 2014/68/EU, pressure accessories are defined as"devices with an operational function and having pressure-bearing housings".
If a pressure instrument does not have a pressure-bearing housing (no identifiable pressure chamberof its own), there is no pressure accessory present within the meaning of the Directive.

Radio approval

Displays with Bluetooth LE have radio licenses according to CE and FCC. The relevant certification
information and labels are provided on display.

EN 302729 radio standard

Devices with following listed antennas are compliant with the radio standard EN 302729 for LPR(Level Probing Radar):• Encapsulated antenna, PVDF, 40 mm (1.5 in)• Drip-off antenna 50 mm (2 in)• Integrated antenna, PEEK, 20 mm (0.75 in)• Integrated antenna, PEEK, 40 mm (1.5 in)
The devices are approved for unrestricted use inside and outside closed containers in countries of the
EU and the EFTA. As a prerequisite, the countries must have already implemented this standard.
The standard is already implemented in the following countries:
Belgium, Bulgaria, Germany, Denmark, Estonia, France, Greece, UK, Ireland, Iceland, Italy,
Liechtenstein, Lithuania, Latvia, Malta, The Netherlands, Norway, Austria, Poland, Portugal,
Romania, Sweden, Switzerland, Slovakia, Spain, Czech Republic and Cyprus.
Implementation is still underway in all of the countries not listed.
Please note the following for the operation of the devices outside of closed vessels:• Installation must be carried out by properly trained, expert staff.
• The device antenna must be installed in a fixed location pointing vertically downwards.
• The installation site must be located at a distance of 4 km (2.49 mi) from the astronomy stations
listed or otherwise approval must be provided by the relevant authority. If a device is installed
within a radius of 4 to 40 km (2.49 to 24.86 mi) around one of the listed stations, it must not be
installed at a height of more than 15 m (49 ft) above the ground.

Endress+Hauser

57

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Astronomy stations
Country

Name of the station

LatitudeLongitude

Germany

Effelsberg

50° 31' 32" North06° 53' 00" East

Finland

Metsähovi

60° 13' 04" North24° 23' 37" East

Tuorla60° 24' 56" North24° 26' 31" East

Plateau de Bure44° 38' 01" North05° 54' 26" East

Floirac

44° 50' 10" North00° 31' 37" West

Cambridge

52° 09' 59" North00° 02' 20" East

Damhall

53° 09' 22" North02° 32' 03" West

Jodrell Bank

53° 14' 10" North02° 18' 26" West

Knockin52° 47' 24" North02° 59' 45" West

Pickmere

53° 17' 18" North02° 26' 38" West

Medicina

44° 31' 14" North

11° 38' 49" East

Noto

36° 52' 34" North14° 59' 21" East

Sardinia

39° 29' 50" North09° 14' 40" East

PolandFort Skala Krakow

50° 03' 18" North19° 49' 36" East

RussiaDmitrov

56° 26' 00" North37° 27' 00" East

Kalyazin

57° 13' 22" North

37° 54' 01" East

Pushchino

54° 49' 00" North37° 40' 00" East

Zelenchukskaya

43° 49' 53" North41° 35' 32" East

SwedenOnsala57° 23' 45" North

11° 55' 35" East

Switzerland

Bleien47° 20' 26" North08° 06' 44" East

Spain

Yebes

40° 31' 27" North03° 05' 22" West

Robledo40° 25' 38" North04° 14' 57" WestPenc

47° 47' 22" North19° 16' 53" East

FranceGreat Britain

Italy

Hungary

As a general rule, the requirements outlined in EN 302729 must be observed.

EN 302372 radio standard

The devices comply with the TLPR (Tanks Level Probing Radar) radio standard EN 302372 and are
permitted for use in closed vessels. Points a to f in Annex E of EN 302372 must be observed for the
installation.

FCC

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.
[Any] changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user's authority to operate the equipment.
The devices are compliant with the FCC Code of Federal Regulations, CFR 47, Part 15, Sections
15.205, 15.207, 15.209.
In addition, the devices with following listed antennas are compliant with Section 15.256:• Encapsulated antenna, PVDF, 40 mm (1.5 in)• Drip-off antenna 50 mm (2 in)• Integrated antenna, PEEK, 20 mm (0.75 in)• Integrated antenna, PEEK, 40 mm (1.5 in)
For these LPR (Level Probe Radar) applications the devices must be professionally installed in a
downward operating position. In addition, the devices are not allowed to be mounted in a zoneof 4 km (2.49 mi) around RAS stations and within a radius of 40 km (24.86 mi) around RAS
stations the maxium operation height of devices is 15 m (49 ft) above ground.

58

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Industry Canada

Canada CNR-Gen Section 7.1.3
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject tothe following two conditions: (1) This device may not interference, and (2) this device must accept
any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts
de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas
produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectriquesubi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
[Any] changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user's authority to operate the equipment.
• The installation of the LPR/TLPR device shall be done by trained installers, in strict compliancewith the manufacturer’s instructions.
• The use of this device is on a “no-interference, no-protection” basis. That is, the user shall accept
operations of high-powered radar in the same frequency band which may interfere with ordamage this device. However, devices found to interfere with primary licensing operations will be
required to be removed at the user’s expense.
• This device shall be installed and operated in a completely enclosed container to prevent RFemissions, which can otherwise interfere with aeronautical navigation.
• The installer/user of this device shall ensure that it is at least 10 km from the Dominion
Astrophysical Radio Observatory (DRAO) near Penticton, British Columbia. The coordinates of the
DRAO are latitude 49°19ʹ15ʹʹ N and longitude 119°37ʹ12ʹʹ W. For devices not meeting this 10 km
separation (e.g., those in the Okanagan Valley, British Columbia,) the installer/user must
coordinate with, and obtain the written concurrence of, the Director of the DRAO before theequipment can be installed or operated. The Director of the DRAO may be contacted at250-497-2300 (tel.) or 250-497-2355 (fax). (Alternatively, the Manager, Regulatory Standards
Industry Canada, may be contacted.)• The Model FMR60B fulfills the requirements for use as LPR (Level Probe Radar).
• The Model FMR60BT is a submodel of the FMR60B that fullfills the requirements for use as
TLPR (Tank Level Probe Radar).

Certification PROFINET with
Ethernet-APL

External standards andguidelines

Endress+Hauser

PROFINET with Ethernet-APL interface
The device is certified and registered by the PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. / PROFIBUS
User Organization). The measuring system meets all the requirements of the following
specifications:• Certified according to:• Test specification for PROFINET devices• PROFINET Security Level – Netload Class• The device can also be operated with certified devices of other manufacturers (interoperability)• EN 60529
Degrees of protection provided by enclosures (IP code)• EN 61010-1
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use• IEC/EN 61326
Emission in accordance with Class A requirements A; Electromagnetic compatibility (EMC
requirements)• NAMUR NE 21
Electromagnetic compatibility (EMC) of industrial process and laboratory control equipment• NAMUR NE 53
Software of field devices and signal-processing devices with digital electronics• NAMUR NE 107
Status categorization in accordance with NE 107• NAMUR NE 131
Requirements for field devices for standard applications

59

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Ordering information
Detailed ordering information is available from your nearest sales organizationwww.addresses.endress.com or in the Product Configurator at www.endress.com:
1.

Select the product using the filters and search field.

2.

Open the product page.

3.

Select Configuration.
Product Configurator - the tool for individual product configuration• Up-to-the-minute configuration data
• Depending on the device: Direct input of measuring point-specific information such asmeasuring range or operating language• Automatic verification of exclusion criteria• Automatic creation of the order code and its breakdown in PDF or Excel output format• Ability to order directly in the Endress+Hauser Online Shop

Calibration

Factory calibration certificate
The calibration points are spread evenly over the measuring range (0 to 100 %). The Empty
calibration E and Full calibration F must be specified to define the measuring range. If thisinformation is missing, antenna-dependent default values are used instead.

A

R

F

E

100%

0%
A0032643

R
A
E
F

Reference point of measurement
Minimum distance between reference point R and 100% markEmpty calibration
Full calibration

Measuring range restrictions
The following restrictions must be considered when selecting E and F:• Minimum distance between reference point R and 100% markA ≥ 400 mm (16 in)• Minimum spanF ≥ 45 mm (1.77 in)• Maximum value for Empty calibrationE ≥ 450 mm (17.72 in) (maximum 30 m (98 ft))
• Calibration takes place under reference conditions .
• The selected values for Empty calibration and Full calibration are only used to create thefactory calibration certificate. Afterwards, the values are reset to the default values specificfor the antenna. If values other than the default values are required, they must be ordered asa customized empty/full calibration.
Product Configurator → Optional → Service → Customized empty/full calibration
Service

Services that can be selected via the product structure in the Product Configurator include:• Cleaned of oil+grease (wetted)• PWIS-free (paint-wetting impairment substances)• ANSI Safety Red coating, coated housing cover• Set damping• Set max. alarm current

60

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL• Bluetooth communication is disabled on delivery• Customized empty/full calibration• Product documentation on paper
A printed (hard copy) version of test reports, declarations and inspection certificates can optionallybe ordered via the Service feature, Product documentation on paper option. The documents canbe selected via the Test, certificate, declaration feature and are then provided with the device
upon delivery.
Test, certificate, declaration

All test reports, declarations and inspection certificates are provided electronically in the Device
Viewer:Enter the serial number from the nameplate (www.endress.com/deviceviewer)

Marking

Measuring point (TAG)
The device can be ordered with a tag name.
Location of tag name
Select in the additional specification:• Stainless steel wired-on tag plate• Paper adhesive label• TAG provided by the customer• RFID TAG• RFID TAG + stainless steel wired-on tag plate• RFID TAG + paper adhesive label• RFID TAG + TAG provided by the customer• DIN SPEC 91406 stainless steel TAG• DIN SPEC 91406 stainless steel TAG + NFC TAG• DIN SPEC 91406 stainless steel TAG, stainless steel TAG• DIN SPEC 91406 stainless steel TAG + NFC, stainless steel TAG• DIN SPEC 91406 stainless steel TAG, plate supplied• DIN SPEC 91406 stainless steel TAG + NFC, plate supplied
Definition of tag nameSpecify in the additional specification:
3 lines with a maximum of 18 characters per line
The specified tag name appears on the selected plate and/or on the RFID TAG.
Presentation in the SmartBlue app
The first 32 characters of the tag name
The tag name can always be changed specifically for the measuring point via Bluetooth.
Presentation on the electronic nameplate (ENP)The first 32 characters of the tag nameApplication packages
Heartbeat Technology

The Heartbeat Verification + Monitoring application package offers diagnostic functionality throughcontinuous self-monitoring, the transmission of additional measured variables to an external
Condition Monitoring system and the in-situ verification of devices in the application.
The application package can be ordered together with the device or can be activated subsequently
with an activation code. Detailed information on the order code is available via the Endress+Hauser
website www.endress.com or from your local Endress+Hauser Sales Center.
Heartbeat Verification
Heartbeat Verification is performed on demand and complements the self-monitoring function,
which is performed constantly, with additional checks. During verification, the system checks
whether the device components comply with the factory specifications. Both the sensor and theelectronics modules are included in the tests.
Heartbeat Verification confirms on demand that the device is functioning within the specified
measuring tolerance with a total test coverage TTC (Total Test Coverage) specified as a percentage.
Heartbeat Verification meets the requirements for measurement traceability in accordance with ISO
9001 (ISO9001:2015 Section 7.1.5.2).

Endress+Hauser

61

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

The verification result is Passed or Failed. The verification data is saved in the device on a "First In,
First Out" basis (FIFO) and optionally saved on a PC with the FieldCare asset management softwareor in the Netilion Library. Based on this data, a verification report is generated automatically toensure the traceable documentation of the verification results.
Heartbeat Monitoring
Foam detection wizard and Build-up detection wizard are available, process windows can be
configured. Furthermore, additional monitoring parameters can be displayed and used for predictive
maintenance or application optimization.
"Foam detection" wizard
This wizard configures the automatic foam detection.
Foam detection can be linked to an output variable or status information e.g. to control a sprinkler
used to dissolve the foam. It is also possible to monitor the foam increase in a so called foam index.
The foam index can also be linked to an output variable and can be shown on the display.
Preparation:
The Foam monitoring initialization should only be done without or less foam.
Areas of application• Measurement in liquids• Reliable detection of foam on the medium"Build-up detection" wizard
This wizard configures the build-up detection.
Basic idea:
The build-up detection can, for example, be linked to a compressed-air system to clean the antenna.
With the build-up monitoring the maintenance cycles can be optimized.
Preparation:
The build-up monitoring initialization should only be done without or less build-up.
Areas of application• Measurement in liquids and solids• Reliable detection of buildup on the antenna
Detailed description
Special Documentation SD03093F

Accessories
Weather protection cover
316L

The weather protection cover can be ordered together with the device via the "Accessory enclosed"
product structure.
It is used to protect against direct sunlight, precipitation and ice.
Weather protection cover 316L is suitable for the dual compartment housing made of aluminum or
316L. The delivery includes the holder for direct mounting on the housing.

62

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

228.9 (9.01)
136.4 (5.37)
92.5 (3.64)

135 (5.31)

73.5 (2.89)!65 (2.5

102.5 (4.04)

170.5 (6.71)

6)81 (3.19)
103 (4.06)
A0039231

 65

Dimensions. Unit of measurement mm (in)Material• Weather protection cover: 316L
• Clamping screw: A4• Holder: 316L
Order number for accessories:
71438303
Plastic weather protection
cover

The weather protection cover can be ordered together with the device via the "Accessory enclosed"
product structure.
It is used to protect against direct sunlight, precipitation and ice.
The plastic weather protection cover is suitable for the single compartment housing made ofaluminum. The delivery includes the holder for direct mounting on the housing.

122 (4.8)!115 (4.53)

140 (5.51)
165 (6.5)

32 (1.26)
140 (5.51)
A0038280

 66

Dimensions. Unit of measurement mm (in)Material
Plastic
Order number for accessories:
71438291
Mounting bracket,
adjustable

The device can be mounted on a wall or ceiling with the mounting bracket.
The device can be aligned with the product surface with the swivel function.
The mounting bracket can be ordered together with the device via the product structure "Accessory
enclosed".
Suitable for device with single compartment housing or dual compartment aluminum housing, Lform, in combination with encapsulated antenna, PVDF, 40 mm (1.5 in) or drip-off antenna
50 mm (2 in) with threaded process connection.

Endress+Hauser

63Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

A0048745

 67

Ceiling or wall mounting

There is no conductive connection between the mounting bracket and the transmitter housing.
The bracket should be included in local potential equalization to prevent any electrostatic
charge.
Fasten only to stable materials (e.g. metal, brick, concrete) with suitable fastening fixtures(provided by the customer).
Order number for accessories:
71597288
Dimensions

3 (0.12)9 (0.35)!9 (0.35)

35 (1.38)

6 (0.24)156 (6.14)

230 (9.06)

65 (2.56)
32.5 (1.28)

282 (11.1)

A0048769

 68

64

Dimensions of mounting bracket. Unit of measurement mm (in)Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Scope of delivery

5
A0049050

 69

Scope of delivery of mounting bracket, adjustable

1 × mounting bracket, 316L (1.4404)
2 × holder, 316L (1.4404)
6 × screws, A4
4 × lock washer, A4

M12 socket

A0051231

 70

M12 socket, straightM12 socket, straight• Material:
Body: PBT; union nut: nickel-plated die-cast zinc; seal: NBR• Degree of protection (fully locked): IP67
• Pg coupling: Pg7• Order number: 52006263

A0051232

 71

M12 socket, angled

M12 socket, angled• Material:
Body: PBT; union nut: nickel-plated die-cast zinc; seal: NBR• Degree of protection (fully locked): IP67
• Pg coupling: Pg7• Order number: 71114212

Endress+Hauser

65Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

A0051233

 72

M12 socket, angled, cableM12 socket, angled, 5 m (16 ft) cable• M12 socket material:• Body: TPU• Union nut: nickel-plated die-cast zinc
• Cable material:
PVC• Cable Li Y YM 4×0.34 mm2 (20 AWG)
• Cable colors• 1 = BN = brown• 2 = WH = white• 3 = BU = blue
• 4 = BK = black• Order number: 52010285
Remote display FHX50B

The remote display is ordered via the Product Configurator.
If the remote display is to be used, the device version Prepared for display FHX50B must beordered.
A

D

E
B

F
C

G

A0046692

A
B
C
D
E
F
G

66

Plastic single compartment housing, remote display
Aluminum single compartment housing, remote display
Single compartment housing, 316L hygiene, remote display
Device side, plastic single compartment housing prepared for display FHX50B
Device side, aluminum single compartment housing prepared for display FHX50B
Device side, dual compartment housing, L-form, prepared for display FHX50B
Device side, single compartment housing, 316L hygiene, prepared for display FHX50B

Endress+Hauser

Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Material of single compartment housing, remote display• Aluminum• Plastic
Degree of protection:• IP68 / NEMA 6P• IP66 / NEMA 4x
Connecting cable:• Connecting cable (option) up to 30 m (98 ft)• Customer-supplied standard cable up to 60 m (197 ft)
Recommendation: EtherLine®-P CAT.5e from LAPP.
Specification of customer-supplied connecting cablePush-in CAGE CLAMP®, connection technology, push actuation• Conductor cross-section:• Solid conductor 0.2 to 0.75 mm2 (24 to 18 AWG)
• Fine-stranded conductor 0.2 to 0.75 mm2 (24 to 18 AWG)
• Fine-stranded conductor; with insulated ferrule 0.25 to 0.34 mm2• Fine-stranded conductor; without insulated ferrule 0.25 to 0.34 mm2• Stripping length 7 to 9 mm (0.28 to 0.35 in)• Outer diameter: 6 to 10 mm (0.24 to 0.4 in)• Maximum cable length: 60 m (197 ft)
Ambient temperature:• –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)• Option: –50 to +80 °C (–58 to +176 °F)
Gas-tight feedthroughChemically inert glass feedthrough, which prevents gases from entering the electronics housing.
Can optionally be ordered as "Accessory mounted" via the product structure.

Field Xpert SMT70

Universal, high-performance tablet PC for device configuration in Ex Zone 2 and non-Ex areas
For details, see "Technical Information" TI01342S

DeviceCare SFE100

Configuration tool for HART, PROFIBUS and FOUNDATION Fieldbus field devices
Technical Information TI01134S

FieldCare SFE500

FDT-based plant asset management tool
It can configure all smart field units in your system and helps you manage them. By using the status
information, it is also a simple but effective way of checking their status and condition.
Technical Information TI00028S

Documentation
For an overview of the scope of the associated Technical Documentation, refer to the following:• Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Enter the serial number from thenameplate• Endress+Hauser Operations app: Enter serial number from nameplate or scan matrix code on
nameplate.

Endress+Hauser

67Micropilot FMR60B PROFINET with Ethernet-APL

Document function

The following documentation may be available depending on the version ordered:
Document type

Purpose and content of the document

Technical Information (TI)

Planning aid for your device
The document contains all the technical data on the device and provides
an overview of the accessories and other products that can be ordered forthe device.

Brief Operating Instructions (KA)

Guide that takes you quickly to the 1st measured value
The Brief Operating Instructions contain all the essential informationfrom incoming acceptance to initial commissioning.

Operating Instructions (BA)Your reference document
The Operating Instructions contain all the information that is required in
the various phases of the life cycle of the device: from productidentification, incoming acceptance and storage, to mounting,connection, operation and commissioning through to troubleshooting,
maintenance and disposal.

Description of Device Parameters(GP)

Reference for your parameters
The document provides a detailed explanation of each individual
parameter. The description is aimed at those who work with the device
over the entire life cycle and perform specific configurations.

Safety Instructions (XA)

Depending on the approval, safety instructions for electrical equipment inhazardous areas are also supplied with the device. The Safety Instructions
are an integral part of the Operating Instructions.
Information on the Safety Instructions (XA) relevant to the device is provided
on the nameplate.

Supplementary device-dependent
documentation (SD/FY)

Always comply strictly with the instructions in the relevant
supplementary documentation. The supplementary documentation is an
integral part of the device documentation.

Registered trademarks
PROFINET®
Registered trademark of the PROFIBUS User Organization, Karlsruhe, Germany
Bluetooth®
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. andany use of such marks by Endress+Hauser is under license. Other trademarks and trade names arethose of their respective owners.
Apple®
Apple, the Apple logo, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S.
and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
Android®
Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
KALREZ®, VITON®
Registered trademarks of DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, DE USA

68

Endress+Hauser

*71610082*
71610082

www.addresses.endress.com