lor LOGGER

KEW 5050

Logger Ior Sans Précédent !
Trouvez rapidement les fuites électriques avec moins de temps et plus de productivité
φ68mm

φ40mm

Capteur de serrageen deux tailles de mâchoires
différentes●Mesure simultanée et connexion sur 4 systèmes●Prise en charge de divers systèmes de câblage(monophasé 2 et 3 fils, triphasé 3 et 4 fils)●Moins sensible aux harmoniques●Vitesse de classe la plus rapide au monde à 200msd'intervalle mesure du courant de fuite●Poids léger avec aimant sur le dos●Offrir une fuite traditionnelle / courant de charge
mesuresContrôle et enregistre 4 canaux simultanément en 200 ms sans intervalle
Peut mesurer jusqu'à 4 canaux simultanément!
Meilleur pour diagnostiquer le déclenchement
indésirable de RCD

Mesure Ior et Ioc séparément pour clarifier la cause profonde

Accessoires et pièces facultatifs
Adaptateur d'alimentation facultatif
est disponible pour obtenir del'énergie borne de mesure

des problèmes de fuite électrique.
Marqueurs de câblereconnaissance facile
Le RCD disjoncte souvent.
La cause est-elle due àla fuite capacitive
courant ou dangereux
courant de fuite résistantd'un Isolation

terminal USB
Permet la connexion avec le PCet l'accès à la carte SD

Sortie numérique
Active les périphériquesd'alarme en cas d'événement

Les aimants puissants aident à fixer KEW 5050
sur la carte de distribution métallique.

interface de carte SD

Logiciel spécial d'analyse de données

Génération automatique de graphiques et de listes sur la baseAtteint une longue période de consignation des données.
En cas d'interruption soudaine de l'alimentation, lesdonnées sont stockées
dans la carte SD ne sont pas perdus.

données enregistrées d'un simple clic.

Durée d'enregistrement possible (avec carte SD de 2 Go)

fichier avec une extension CSV.

Intervalle

article REC
1P3W×1

1P3W×4

3P4W×4200ms

25jours

8jours7jours1secondes

38jours

11jours

9jours2secondes

76jours

22jours

18jours

5secondes

6,5montures

1,8montagne

1,5montagne

15secondes

1an ou plus

4montures

5monts11montures

9monts30secondes
1min ou plus

1an ou plus

Les données peuvent être vérifiées sans utiliser ce logiciel en changeantl'extension de fichier en csv ou autres.
L'affichage des données sans utiliser le logiciel est possible en renommant le[Configuration requise]● OS : Windows 11/ 10● Affichage XGA (1024 × 768) ousupérieur● HDD : 1Go ou plus
● Autres : Lecteur de CD-ROM, port®

USB, .NET Framework 3.5, 4.6* Windows® est une marque déposéede Microsoft aux États-Unis.

KEW 5050*Ior LOGGER

1IoCourant de fuite (composant 1er ordrede Iom)

2Ior

Courant de fuite résistant3 Iom Courant de fuite avec harmoniques

1234

5
64R

Résistance d'isolation (déterminée par V et Ior)

5

VTension de référence (composante de1er ordre de Vm)

6f

Fréquence

Différents modes d'affichage

Affiche rapidement les événements survenus

Affichage graphique convivial des connexions et des différences de phase.

Informations détaillées surles événements survenus
sont s'affiche sur l'écran LCD.
Valeurs de seuil différentes
peut être défini pour chaquecanal et chaque événement.

Nouvelle méthode de mesure avec FFTOffrant une mesure d'Ior précise sans être affecté par des bruits ou des harmonies
Forme d'onde incluant lesharmoniques

Composant de 1er ordre

Ne manquez jamais
fuites intermittentes

Inclinaison sansintervalle Mesure
Les périphériques pilotés par
inverseur peuvent créer des courants
de fuite déformésComposant de 3ème ordre

Pendant la journalisation,échantillonnage continuel à grandevitesse(24,4 µs) est fait sans intervalles
Cela permet d'enregistrer toute
fuite intermittente sans la manquer
comme un événement ou une
valeur maximale.

Éclairage LED, Climatiseur
Composant de 5ème ordre

Supprimer le bruit

Composants qui utilisent
FFT

Composant de commandeContrairement aux appareils de mesure Ior traditionnels, moins sensibles aux bruits harmoniques.
Réussite de l'enregistrement sans effets d'harmoniques par calcul TRMS toutes les 200ms en utilisant FFT(Fast Fourier Transform).

Surpasses KEW 5050
testeurs Ior traditionnels
et peut enregistrer
fuites intermittentes.

* KEW 5050 ne peut pas mesurer Ior sur différents systèmes de câblage à la fois, ni sur V-connexion avec différentes capacités etpuissance de courant alimentation (non raccordée au sol).

● Spécifications de KEW 5050
Configuration du câblage

1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W

Source d'alimentation

Mesures etIor : Courant de fuite (TRMS) avec composants résistifs seulement

Période de l’affichage/de la mise à jour 160 × 160 points, affichage monochrome FSTN / 500ms

paramètres

Io : Courant de fuite (TRMS) avec onde de base de 50/60Hz seulement

Interface de carte de PC

Iom : Courant de fuite (TRMS) y compris les composants harmoniques

Interface de communication de PC USB

V : Tension de référence (TRMS) avec onde de base de 50/60Hz seulement

Plage de température et d'humidité 23±5℃, humidité relative de 85% ou moins (sans condensation)

Vm : Tension de référence (TRMS), y compris les composants harmoniques

Température de fonctionnement -10 à 50℃, humidité relative de 85% ou moins (sans condensation)

R : Résistance d'isolation, Fréquence(Hz), Angle de phase(θ)

et plage d'humiditéSortie numérique, écran d'impression, rétroéclairage, conservation des données

Température de stockage

Autres fonctions

Intervalle d'enregistrement 200/400ms/1/5/15/30s/1/5/15/30/60/120m

et plage d'humidité

Ior

Normes applicables

LR6(AA)(1,5V) × 6 (Autonomie env. 11 h)
Carte SD (2Go) *accessoire standard-20 à 60℃, humidité relative de 85% ou moins (sans condensation)
IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V Degré de pollution 2IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61326

Plage

10 000/100 00/1 000 00mA/10 000A/AUTOPrécision

Pour les tensions de référence de l'onde sinusoïdale 40 à 70Hz et 90V TRMS ou plus, ±0,2%rdg

Dimension/Poids

165(L) × 115(W) × 57(D)mm/env. 680g (piles comprises)±0,2%f.s. + précision de l'amplitude du capteur de serrage + erreur de précision de phase* (erreur de phase)

Accessoires

7273 (Câble d'essai de tension)* ajouter ±2.0%rdg à la valeur Io mesurée, quand vous utilisez le capteur de serrage de fuite d'Ior

8262 (Adaptateur CA)(θ : dans la précision de la différence de phase tension/courant de référence ±1,0°)7278 (Câble terrestre)

Entrée autorisée

1 à 110% (TRMS) de chaque plage et 200% (crête) de la plage

7219 (Câble de USB)

Plage d'affichage

0,15 à 130% (afficher "0" pour moins de 0,15%, "OL" si la plage est dépassée)8326-02 (Carte SD de 2Go)
9125 (Étui de transport)

Io *Plage, Entrée autorisée et Plage d'affichage sont identiques à Ior
Précision

Mode d'emploi, Marqueur du câble, Mode d'emploi du logiciel±0,2%rdg±0,2%f.s.+ précision de l'amplitude du capteur de serrageLR6(AA) × 6

Iom *Plage, Entrée autorisée et Plage d'affichage sont identiques à IorPrécision±0,2%rdg±0,2%f.s.+ précision de l'amplitude du capteur de serrage

Méthode de mesure

Vitesse d'échantillonnage 40,96ksps (tous les 24,4 transistors), gapless, calculer les valeurs de TRMS tous les 200ms.

KEW Windows for KEW 5050 (Logiciel)
Accessoires facultatifs

8177 (Capteur de serrage du courant de fuite Ior 10A de type φ40mm)
8178 (Capteur de serrage du courant de fuite Ior 10A de type φ68mm)

TensionPlage

1 000V

8329 (Adaptateur d'alimentation)

Précision±0,2%rdg±0,2%f.s. * pour les formes d'onde de l'onde sinusoïdale 40 à 70Hz

8146, 8147, 8148 (Capteur de serrage du courant de fuite et de charge)

Entrée autorisée

10 à 1 000V TRMS et 2 000V maximum

8130, 8133 (Capteur de serre-joint)

0,9 à 1 100V TRMS (afficher "0" pour moins de 0,9V, "OL" si la plage est dépassée)8121, 8122, 8123 (Capteur de serrage de courant de charge)

Plage d'affichage
Angle de phase(θ)

8124, 8125, 8126, 8127, 8128 (Capteur de serrage de courant de charge)

Plage d'affichage

0,0 à ±180,0° (en ce qui concerne la phase de la tension de référence de 0,0°)Précision±0,5° pour les entrées de 10% ou plus de la plage de courant de fuite, onde sinusoïdaleTension de référence de 40 à 70Hz de 90V TRMS ou plus.
±1,0° en utilisant le capteur de serrage de fuite Ior, etAffiche les valeurs de résistance d'isolation (R) déterminées par la formule suivante.
V : Tension/Ior de référence : Courant de fuite avec composants résistants uniquement
La valeur affichée est juste pour référence puisque la méthode de mesure diffère deles testeurs de résistance à l'isolation et peuvent ne pas être cohérents entre eux.

±0,5°+ précision du capteur de serrage lors de l'utilisation d'usage général
Capteur de serrage
Plage du compteur de fréquence 40 à 70Hz
Approvisionnement externe AC100 à 240V (50/60Hz) 7,5VAmaxAccessoiresMODÈLE 7273Câble d'essai detension 3 000mm

MODÈLE 8262
Adaptateur ACAccessoires facultatifs

MODÈLE 7278
Câble terrestre
1 500mmMODÈLE 7219
Câble USB
1 500mmMODÈLE 8326-02
Carte de SD [2Go]MODÈLE 9125
Étui de transport

KEW Windowsfor KEW 5050
Logiciels

Marque de câble

Kits

KEW 5050-01
KEW 8178 × 1
Serre-joint de courant de fuite Ior
type de capteur 10A
φ68mm (3m)

KEW 8178
Courant de fuite de Ior
Capteur de serrage 10A
Type φ68mm (3m)

KEW 8177
Courant de fuite de Ior
Capteur de serrage 10A
Type de φ40mm (3m)MODÈLE 8329Adaptateurd'alimentation

KEW 5050-02

KEW 5050-00
Modèle de base (unité principale seulement)● Cette brochure a été produite en septembre 2023. Le contenu de cette brochure peut être modifié sans préavis.

KEW 8177 × 1
Serre-joint de courant de fuite Ior
type de capteur 10A
φ40mm (3m)

LC_5050_2_1_Dec23_SS_fr