取扱説明書○本 製品および取扱説明書には、以下のシンボルマークが表示されています。それぞれのマークが意味する内容をよく理解した上で御使用下さい。
#取 扱説明書を参照する必要があることを示しています。
人体および機器を保護するため、取扱説明書を参照する必要がある場合に付いています。
二 重絶縁または強化絶縁で保護されていることを示しています。
隣 接表示の測定カテゴリに対する回路 ―大地間電圧以下であれば活線状態の裸導線をクランプできる設計である事を示しています。
交流(AC)を示しています。
直流(DC)を示しています。
交流(AC)と直流(DC)の両方を示しています。
本 製品は、WEEE指令（2002 ／ 96 ／ EC）マーキング要求に準拠します。この電気電子製品を一般家庭廃棄物として廃棄してはならないことを示します。

クランプメータ交流電流電圧計抵抗計（直流電圧計付）

キュースナップ
KEW SNAP 2608A

保護用フィンガガード
キャップ

保護用フィンガガード：
操作中の感電事故を防ぐため、最低限必要な沿面及び空間距離を確保するための目印です。
キャップ：
キャップをはずした状態：CATⅡに対応
キャップを取り付けた状態：CATⅢ／Ⅳに対応
キャップは奥までしっかりと差し込んで装着してください。

# 危険●本製品は、低圧回路用に設計されていますので、600V以上の回路では、絶対に使用しないでください。
●引火性のガスのある場所で測定しないでください。火花が出て爆発する危険があります。
●トランスコア先端部は被測定物をショートしないような構造になっていますが、絶縁されていない導線を測定する場合、トランスコアで被測定物をショートしないよう注意してください。
●本 製品や手が濡れている状態では絶対に使用しないでください。
●測定の際には、測定範囲を越える入力を加えないでください。
●測定中は絶対にケースを開けないでください。
●トランスコアおよび本器のケースが破損または外れている場合には、絶対に測定をしないで下さい。
●指 定した操作方法および条件以外で使用した場合、本体の保護機能が正常に動作せず本器を破損したり感電等の重大な事故を引き起こす可能性があります。
●本 製品の使用前あるいは指示結果に対する対策をとる前に、既知の電源で正常な動作を確認してください。
# 警告●この測定器を使用しているうちに、本体および測定コードに亀裂が生じたり金属部分が露出したときは、使用を中止してください。
●本製品の分解、改造、代用部品の取付は行わないでください。
修 理・調整の必要な場合は、当社または取扱店宛にお送りください。
●本 製品が濡れているときには、電池交換を行わないでください。
●電 池・ヒューズ交換のためケースを開けるときは、測定コードを本体から外してください。
●測定コードのコード内部から金属部分または外装被覆と異なる色が露出したときは、直ちに使用を中止してください。
●被測定物に測定コードを接続したまま、レンジスイッチを切り替えないでください。

# 注意●測定を始める前に、レンジスイッチを必要な位置にセットしたことを確認してください。
●測定コードを使用するときは、プラグを根元まで本休の端子に差し込んでください。
●長期間ご使用にならない場合は、電池を取りはずした状態で保管してください。
●高温多湿、結露するような場所及び直射日光の当たる場所に本器を放置しないでください。
●本 製品は防じん・防水構造となっていません。ほ
こりの多い場所及び水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。故障の原因となります。
●電流測定のときは、必ず測定コードを本製品から外してくだい。
●測定の際は指先等が、保護用フィンガガードを越えることのないよう充分注意してください。
●クリーニングには研磨剤や溶剤を使用しないで中性洗剤か水に浸した布を使ってください。
○測定カテゴリ（過電圧カテゴリ）について
安 全規格IEC61010では測定器の使用場所についての安全レベルをCAT（測定カテゴリ）という言葉で規定し、以下のようにO～CATⅣの分類をしています。この数値が大きいほど過渡的なインパルスが大きい電気環境であることを意味します。CAT Ⅲで設計された測定器はCAT Ⅱで設計されたものより高いインパルスに耐えることができます。
O(None, Other)：主電源に直接接続しないその他の回路です
CAT Ⅱ：コンセントに接続する電源コード付機器の１次側の電気回路
CAT Ⅲ：直 接配電盤から電気を取り込む
機器の１次側および分岐部からコンセントまでの電路
CAT Ⅳ：引込み線から電力量計および１次過電流保護装置（配電盤）までの電路

0：主電源に直接接続されていない機器

注意：製品と測定コードの測定カテゴリー（CAT）が違っている場合は最も低いカテゴリー定格が適用されます。

2. 特長●ティアドロップ型のコアで、狭い場所、配線のこみいった場所でも楽に使えます。
●安 全 規 格（IEC61010-1CATⅢ300V CATⅡ600V）にも完全に適合した安全設計です。
●非常用電源電圧のチェックができる直流電圧レンジがついています。
●指 示を固定できる指針止め装置が付いていますので、暗いところ高いところなど直接指示が読めない場所での測定が可能です。
●トランスコア部にバリアがついて安 全 性がアップしています。

-20℃～ +150℃
注）7060（温度プローブ）
製造終了によりご使用できません。

CAT Ⅲ 300V
CAT Ⅱ 600V
AC3470V 5秒間

M― 7066A

MODEL8008（マルチトラン）

測定の際は指先等が、保護用フィンガガードを越える事のないよう充分注意してください。

測定の際は指先等が、保護用フィンガガードを越える事のないよう充分注意してください。

測定の際は指先等が、保護用フィンガガードを越える事のないよう充分注意してください。

保証書

アフターサービス●修理・校正を依頼されるには
お 買い上げいただいた販売店または弊社サービスセンター修理グループにお送りください。

MODEL8008（マルチトラン）●製品のご使用に関するお問い合わせは弊社お客様相談室にご連絡ください。
●校正周期について
本 製品を正しくご使用いただくため、定期的（推奨校正周期１年）に校正することをおすすめいたします。
●補修用部品の保有期間
本 製品の機能・性能を維持するために必要な補修部品を製造打ち切り後、５年間を目安に保有しています。
■ホームページのご案内
www.kew-ltd.co.jp●新製品情報●取扱説明書／ソフトウェア／単品カタロ
グのダウンロード●販売終了製品情報

修理・校正に関するお問い合わせは共立電気計器 サービスセンター 修理グループ
営業時間 8:40 ～ 12:00、13:00 ～ 17:30（土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く）

0894-62-1172
MODEL8008

測定可能導体径

測定範囲

変流比

φ100

AC0～
1000A

10: １

●MODEL7060（製造終了品）
 温度プローブMODEL7060を使用すると－20℃～＋150℃の温度の測定ができます。
# 危険●AC30V、DC60V以上の電圧のかかっている金属の温度測定は行わないでくだ
さい。

修理を依頼される場合は事前に電池の消耗、ヒューズや測定コードの断線を確認してから輸送中に損傷しないように十分梱包した上で弊社サービスセンターまでお送りください。

送付先：〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸４８０

ご使用に関するお問い合わせは共立電気計器KEW SNAP 2608A

製造番号

保証期間 ご購入日（年月日）より１年間共立製品をお買い上げいただきありがとうございます。保証期間内に通常のお取り扱いで万一故障が生じた場合は、保証規定により無償で修理いたします。本書を添付の上、ご依頼ください。
お 名 前
ご 住 所

〒

お電話番号

◎本 保証書に製造番号、ご購入日、およびお名前、ご連絡先をご記入の上、大切に保管してください。
◎本保証書の再発行はいたしません。
◎本保証書は日本国内でのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
保証規定
保証期間内に生じました故障は無償で修理いたします。
但し、下記事項に該当する場合は対象から除外させていただきます。
1．取 扱説明書と異なる不適切な取り扱い、または使用方法が原因で発生した故障。
2．お買い上げ後の持ち運びや輸送の間に、落下させるなど異常な衝撃が加わって生じた故障。
3．弊 社サービス担当者以外による改造、修理が原因で生じた故障。
4．火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因で生じた故障。
5．傷など外観上の変化。
6．その他弊社の責任と見なされない故障。
7．電 池など消耗品の交換、補充。
8．保証書のご提出がない場合。

お客様相談室

電話受付時間 9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00（土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く）

0120-62-1172※折り返しお電話させていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。
※フリーコールをご利用いただけない場合は、
03-4540-7570 か最寄りの弊社営業所へおかけください。

5-18

92-1397G