F o r M i c r o w a v e Te s t i n g
Since 1988

z
H
G
7
6
o
t
c
d
Hz
G
0
5
o
t
c
d
z
dc to 40GH

z
H
G
0
2
1
z
H
G
0
9
z
H
G
5
dc to 7

z
H
G
5
2
3
z
H
G
0
2
2
z
H
170G

z
H
G
0
5
7
z
H
500G

z
H
G
0
110

ピコプローブ 技術資料
GGB社
（米国）
のピコプローブは独自の設計思想により、マイクロウェーブのプロービングにおける新しい標準を設定しています。
ピコプローブは、優れた特性の同軸技術の採用により、インサーションロス、
リターンロスの低減と接触性の良い針先構造により、正確な位置決めと接触が可能となりました。
ピコプローブは、各種のマイクロウェーブ用プローバのアダプターに取り付けて使用できます。

特 長

接触性の良いプロ－ビングが可能！

ＧＧＢ社のマイクロウェーブ用ピコプローブは、
マイクロウェーブ伝送
回路基板の電気特性検査用に設計された高性能プローブです。
特許式の連続同軸構造とコネクター技術により低損失と耐久性に優れるため、
ミリウェーブ領域においても効率良く高確度なレスポンスで計測を行うことができます。

プロ－ビングで最も大切なことは、各プロ－ブの先端が個々の測定点に確実に接触していることです。
ピコプローブは､特許式のスプリング性を持つ
チップにより、
わずかな加圧で測定表面をカット して酸化物や異物をはじき、安定した接触を保つことができます。
また、ＤＵＴへのダメ－ジの軽減とプローブの耐久性向上も実現しました。チップは、接触点の見易い構造により、ＬＲＭ校正のために必要となる精密な位置決めを可能とします。プレナ－表面以外のセラミック基板とレ－ザ－ダイオ－ド基板にも良好なプロ－ビングができます。

強固な構造とハイパフォーマンス
ピコプローブのシグナル部分は、コネクター部分から針先まで連続した同軸構造となっています。
この連続同軸構造は、信号伝送特性に大変優れていてピーク周波数領域まで確実に信号を伝達させることができます。
また、接触中の針先は外部からの震動による共振の影響を受けにくく、針先接触時のオーバーロードに対しても強固な作りとなっています。

同軸の伝送は性能を向上させます。
ピコプローブは､精密５０オ－ム同軸方式により､コネクタ－からプロ－ブチッ
プまで完全接続してあります。高周波回路上同軸方式はコプレ－ナ伝送方式に比べ特性に優れ､ラジエ－ションも低減されます。

ピコプロ－ブの先端間隔豊富なスタイル

マイクロウエ－ブ用の形式としては､標準チップ間隔が 2540ミクロンのものまであり、それ以上の間隔のものや､特殊用途の仕様製作も可能です。
ピコプローブは､せまいスペ－スのＤＵＴ配列、
ノンプレ－ナ－表面、非対照形に並んだグランドに合わせて製作することもできます。各測定試料形状と周波数帯域に対応させたモデルを用意しております。

ピコプローブは、
フラット基板、パッケージ など各種試料形状の測定用に合わせて 数種類のスタイルを用意しております。

針当てのやり易さ

マルチコンタクトプロ－ブ

ピコプローブのＤＵＴと接触するグラントの針先は、スプリング性を持つ構造となっています。
これに対し固定された信号線用の針先とグ
ランド針部に一定のギャップを持たせ、このギャップを目安に針当てが行えるため、常に安定したコンタクトが行えます。

ピコプローブは､標準の4.5インチプロ－ブカ－ドやマルチコンタクト基板に取り付けて使用ができるＰＣタイプが用意されており手動あるいは自動プロ－バを使用してウエ－ハ上における高周波領域の測定も可能になります。
マルチコンタクトタイプはＲＦ用の他、
ＤＣニ－ドルをパワ－用と低周波信号用とに組合わせた製作も行っております。

ポイントコンタクト

プロ－ビング専門技術について

ピコプローブの針先は、常に安定した接触が得られるようにポイント形状となっています。 測定物の酸化膜をはじき良好な接触が得られ、また、針先のコンタクト時に生じる位置ずれ誤差を少なくさせ、確実な測定が保証されます。

ＧＧＢ社
（米国）
は、高インピ－ダンス､低入力容量のＦＥＴプロ－ブにおいて有力なメ－カです｡入力容量が0.02pFのものや周波数帯域が3.5ＧＨｚで入力容量0.1pFという高性能ＦＥＴプローブも製作しています。
ＧＧＢ社は、長年のプロ－ビング技術の経験をもってユ－ザ－各位の特殊なご要望や開発にもお応えしています。

修理・その他
グランドチップが破損したプローブにつきましては、基本的に修理対応をさせていただいておりますが、一部修理不能の場合もございます。
修理につきましては担当までお問合せ下さい。
その他、50Ωと異なるインピーダンスの不平衡回路用プローブやプリント基板用高速プローブLCP18等も取扱いをいたしておりますので、どうぞご気軽にお問合せください。

─2─

ピコプローブ セレクションガイド
モデル

概

要

詳

細

10

dc 〜

11GHz

針先交換式
（SMAコネクター）

別紙 MODEL 10 カタログ

40M

dc 〜

40GHz

低ロスタイプ（Kコネクター）

8ページ

40A

dc 〜

40GHz

標準・低価格タイプ（Kコネクター）

9ページ

50A

dc 〜

50GHz

標準・低価格タイプ（2.4mmコネクター）

9ページ

67A

dc 〜

67GHz

標準・低価格タイプ（1.85mmコネクター）

9ページ

110H

dc 〜

110GHz

ミリ波帯同軸タイプ（1mmコネクター）

10ページ

145A

dc 〜

145GHz

ミリ波帯同軸タイプ（0.8mmコネクター）

10ページ

50

33 〜

50GHz

ミリ波帯導波管タイプ（WR-22）

11ページ

75

50 〜

75GHz

ミリ波帯導波管タイプ（WR-15）

11ページ

90

60 〜

90GHz

ミリ波帯導波管タイプ（WR-12）

12ページ

120

75 〜

110GHzミリ波帯導波管タイプ（WR-10）

12ページ

140

90 〜

140GHzミリ波帯導波管タイプ（WR-8）

13ページ

170

110 〜

170GHzミリ波帯導波管タイプ（WR-6）

13ページ

220

140 〜

220GHzミリ波帯導波管タイプ（WR-5）

14ページ

325B

220 〜

325GHzミリ波帯導波管タイプ（WR-3）

14ページ

500B

325 〜

500GHzミリ波帯導波管タイプ（WR-2.2）

15ページ

750B

500 〜

750GHzミリ波帯導波管タイプ（WR-1.5）

15ページ

1100B

750 〜 1100GHz

ミリ波帯導波管タイプ（WR-1.0）

16ページ

Balun Probe

1.9 〜

10GHz

Kコネクター

17ページ

40 〜

110GHz2信号タイプ（GSGGSG または GSSG等）

Test Fixture
デュアルタイプ
マルチコンタクト

17ページ
パワー用
（DC用）
、
グランド用、多ピン配列用（GSGPPSGSG等）
40A, 50A, 67A, 110H, 170, 220のプローブのカードタイプ

18〜19ページ
19〜22ページ

校正用基板
CS-5, CS-9, CS-10, CS-18

GSG配列

SOLT, LRM, またはLRL校正用

26ページ

CS-8, CS-14, CS-11, CS-17

GS, SG配列

SOLT, LRM校正用

26ページ

CS-15

GSG配列

110GHz以上の校正に使用

26ページ

GSGSG配列

SOLT, LRL, LRM校正用

27ページ

デュアルタイプ用
CS-2
CS-3

GSSG配列SOLT, LRM校正用

28ページ

CS-4

SGS配列

SOLT, LRL, LRM校正用

27ページ

オプション選択仕様

表記記号（型番末尾に記載）

針先材質
ニッケル
タングステン（標準品はベリリウム銅）

アルミ等 対酸化膜電極用
アルミ・シリコン等 接触抵抗の高い電極用（一般の金電極用）

N
W
なし

高電流用プローブ（標準品)

200V ─ 2Amp
（50V ─ 2Amp）

HVなし

高温度用プローブ（標準品）−268 〜 ＋260℃（−268 〜 ＋150℃）

HTなし

非磁性プローブ

非鉄材により制作NM

─3─

ピコプローブ パフォーマンスデータ
MODEL 40A

40A-GSG-150-Pを2個使用時のクロストーク性能表。
プローブ間隔は、100・200・400μで、ベアサファ
イア基板に接触させて測定。

40A-GSG-150-Pの実測データ。
上の波形は、
ショート時のインサンショロス、下の波形
は50Ωロード接続でのリターンロス。

40A-GSG-150-Pをしようしてコプレーナーのオフセッ
トショートにコンタクトした時のスミスチャート上のレス
ポンス（LRM校正後）

MODEL 50A

50A-GSG-150-Pを2個使用時のクロストーク性能、プローブ間隔は100,200,400ミクロンで、
ベアサファ
イア基板に接触させて測定。

50A-GSG-150-Pの実測データ。
上の波形は、
ショート時のインサーションロス
下の波形は、50オームロード接続でのリターンロス。

50A-GSG-150-Pを使用して10PSECのコープレー
ナラインにコンタクトした時のリニアポーラ上のレスポ
ンス（SOLT校正後）

MODEL 67A

67A-GSG-150-Pを2個使用時のクロストーク性能、間隔は100,200,400ミクロンで、ベアサファイア基板に接触させて測定。

67A-GSG-150-Pの実測データ。
上の波形は、
ショート時のインサーションロス
下の波形は、50オームロード接続でのリターンロス。

─4─

67A-GSG-150-Pを使用して10PSECのコープレー
ナーラインにコンタクトした時のリニアポーラ上のレス
ポンス（SOLT校正後）

ピコプローブ パフォーマンスデータ
MODEL 50

50-GSG-100-BTの50オームロード接続でのリター
ンロスデータ。校正基板CS-5を使用。

50-GSG-100-BTのインサーションロスデータ。

MODEL 50のバイアスＴはDUTに対して低抵抗直流回路を介して200mAまでのDCの供給が可能です。
また、別回路によりWR-22導波管のカットオフ周
波数（26.34GHz)以下においてロスが加算されます。データは、校正されたMODEL67Aのチップから40MHz～50GHzの信号をMODEL50-GSG-150BTに送ったものです。ほとんどのアクティブデバイス
は低周波数ロスが無いと発振します。

MODEL 75

75-GSG-100-BTの50オームロード接続でのリター
ンロスデータ。校正基板CS-5を使用。

MODEL 75のバイアスＴはDUTに対して低抵抗直流回路を介して200mAまでのDCの供給が可能です。
また、別回路によりWR-15導波管のカットオフ周
波数（39.86GHz)以下においてもロスが加算されます。データは、校正されたMODEL67Aのチップから40MHz～67GHzの信号をMODEL75-GSG-150BTに送ったものです。ほとんどのアクティブデバイス
は低周波ロスが無いと発振してしまいます。

75-GSG-100-BTのインサーションロスデータ。

─5─

75-GSG-150-BTの１ポートをGGB社のCS-5校正基板を使用してSOLT校正後に、50pSecのコプレー
ナーラインにコンタクトした時のデータ。

ピコプローブ パフォーマンスデータ
MODEL 90

９０Ａ－ＧＳＧ－１２５のインサンションロスデ―タ。

90-GSG-150-BTの50オームロード接続でのリターンロスデー
タ。校正基板CS-5を使用。

MODEL 120

１２０－ＧＳＧ－１００－ＢＴの５０オームロード接続でのリターンロスデータ。校正基板ＣＳ-５を使用。

MODEL 120のバイアスＴはDUTに対して低抵抗直流回路を介して200mAまでのDCの供給が可能です。
また、別回路によりWR-10導波管のカットオフ
周波数（59.05GHz)以下においてもロスが加算されます。データは、校正されたモデル67Aのチップから40MHz～67GHzの 信 号 をMODEL120-GSG150-BTに送ったものです。ほとんどのアクティブデバ
イスは低周波ﾛｽが無いと発振してしまいます。

120-GSG-150-BTをGGB社のCS-5校正基板を使用してLRM校正後に、50pSecのコプレーナーラインにコンタクトした時のデータ。

120-GSG-150-BTのインサーションロスデータ。

MODEL 140

140-GSG-100-BTのインサーションロスデータ。

140-GSG-100-BT-Pの50オームロード接続でのリターンロス
データ。校正基板CS-5を使用。

─6─

ピコプローブ パフォーマンスデータ
MODEL 170

MODEL 220

MODEL 325B（MODEL-325B-GSG-80-BT）

Integrated Balun Probe

100Ω

OPEN

─7─

SHORT

MODEL 40M 周波数帯域 dc〜40GHz 超低ロスタイプ
接続：Ｋコネクター
MODEL４０Ａより,さらに0.25dBのロスを低減させ,再現性を向上させたタイプです。
ロードプル、
ノイズ計測に適しています。
●周波数帯域：dc～40GHz●インサーションロス ：40GHz＜0.5dB●リターンロス
：40GHz＞20dB●測定再現性：−52dB

チップ配列は、ＧＳＧのみメーカ推奨チップ間隔は、25～５００ミクロン
寸法形状はＤＰと同等で針先長が短い(DPスタイルのギャップが４mmに対し４０Mは約１．
８ｍｍ)
ご注文要領は25ページに記載

パフォーマンスデータ

40M-GSG-200-PLLのインサーションロスデータ。

40M-GSG-200-PLLの50オームロード接 続でのリターンロス
データ。校正基板CS-5を使用。

─8─

MODEL 40A・50A・67A
MODEL 40A
周波数帯域 ｄｃ～40GHz
接続：Ｋコネクター

ＧＳＧ配列の仕様（1）：dc～40GHz●周波数帯域●インサーションロス ：40GHz＜1.0dB：40GHz＞18dB●リターンロス
：26GHz＞20dB： 4GHz＞30dB：40GHz＞38dB●クロストーク（2）●測定再現性：−50dB

ティピカル値（0.7dB）（20dB）（23dB）（35dB）

ＧＳ，
ＳＧ配列の仕様（3）ティピカル値●インサーションロス ：40GHz＜2.0dB●リターンロス
：40GHz＞12dB：26GHz＞15dB： 4GHz＞30dB（1.6dB）

チップ配列は、ＧＳＧ、ＧＳ、ＳＧが選択可能
チップ間隔は、標準で25～2540μが選択可能
寸法スタイル図は、23ページに記載
パフォーマンスデータ4ページに記載
御注文要領は25ページに記載（1）
Pスタイルでチップ間隔が50～300ミクロンの場合。
ＣとＴスタイルは、
インサーショ
ンロスが最大1.5dB（1.2dBティピカル）（2）
クロストークは2本のプローブをベアサファイア基板に100ミクロンの間隔でセットして測定（3）
Pスタイルで測定した場合のもの

MODEL 50A
周波数帯域 ｄｃ～50GHz 標準タイプ

MODEL 67A
周波数帯域 ｄｃ～67GHz 標準タイプ

接続：2.4mmコネクター（V接続可）

ＧＳＧ配列の仕様（1）

接続：1.85mmＶコネクター（2.4mm接続可）

ティピカル値：dc～50GHz●周波数帯域●インサーションロス ：50GHz＜1.0dB：50GHz＞18dB●リターンロス
：26GHz＞20dB： 4GHz＞30dB：50GHz＞38dB●クロストーク（2）（0.85dB）（20dB）（23dB）（35dB）

ＧＳ，
ＳＧ配列の仕様（3）ティピカル値●インサーションロス ：40GHz＜2.0dB●リターンロス
：40GHz＞12dB：26GHz＞15dB： 4GHz＞30dB（1.6dB）（1）
Pスタイルでチップ間隔が50～250ミクロンの場合。
ＣとＴスタイルは、
インサーショ
ンロスが最大2.0dB（1.8dBティピカル）（2）
クロストークは2本のプローブをベアサファイア基板に100ミクロンの間隔でセットして測定（3）
Pスタイルで測定した場合のもの

ＧＳＧ配列の仕様（1）ティピカル値：dc～67GHz●周波数帯域●インサーションロス ：67GHz＜1.1dB：67GHz＞14dB●リターンロス
：40GHz＞18dB：26GHz＞20dB： 4GHz＞35dB：67GHz＞35dB●クロストーク（2）（0.95dB）（16dB）（20dB）（23dB）（35dB）

ＧＳ，
ＳＧ配列の仕様（3）ティピカル値●インサーションロス ：40GHz＜1.0dB●リターンロス
：40GHz＞12dB：26GHz＞15dB： 4GHz＞30dB（0.9dB）（1）
Pスタイルでチップ間隔が50～250ミクロンの場合。
ＣとＴスタイルは、
インサーショ
ンロスが最大1.3dB（1.2dBティピカル）（2）
クロストークは2本のプローブをベアサファイア基板に100ミクロンの間隔でセットして測定（3）
Pスタイルで測定した場合のもの

─9─

MODEL 110H 周波数帯域 dc〜110GHz 1mm同軸タイプ
接続：1mmコネクター（メス）●周波数帯域：dc～110GHz●インサーションロス ：110GHz＜1.5dB●リターンロス：110GHz＞15dB

チップ配列は、
ＧＳＧ標準
チップ間隔は、標準で25～15０ミクロンが選択可能
寸法・形状はＰスタイルと同等（23ページ参照）
ご注文要領は25ページに記載

MODEL 145A 周波数帯域 dc〜145GHz 0.8mm同軸タイプ
接続：0.8mmコネクター（メス）
同軸タイプで145GHzまでの測定を行うことができます。
●周波数帯域：dc～145GHz●インサーションロス ：145GHz＜2.16dB●リターンロス
：145GHz＞12〜14dB

─ 10 ─

MODEL 50 周波数帯域 33〜50GHz ミリ波帯導波管タイプ
接続：WR-22●周波数帯域：33～50GHz●インサーションロス ：50GHz＜0.8dB●リターンロス
：50GHz＞15dB●測定再現性：−55dB●バイアスT：オプション

チップ配列は、
ＧＳＧ標準
チップ間隔は、標準で50～150ミクロンが選択可能
寸法スタイル図は24ページに記載
パフォーマンスデータは5ページに記載
ご注文要領は25ページに記載

MODEL 75 周波数帯域 50〜75GHz ミリ波帯導波管タイプ
接続：WR-15●周波数帯域：50～75GHz●インサーションロス ：75GHz＜1.25dB●リターンロス
：75GHz＞15dB●測定再現性：−50dB●バイアスT：オプション

チップ配列は、
ＧＳＧ標準
チップ間隔は、標準で50～250ミクロン標準
寸法スタイル図は24ページに記載
パフォーマンスデータは5ページに記載
ご注文要領は25ページに記載

─ 11 ─

MODEL 90 周波数帯域 60〜90GHz ミリ波帯導波管タイプ
接続：WR-12●周波数帯域：60～90GHz●インサーションロス ：90＜1.5dB●リターンロス
：90GHz＞15dB●測定再現性：−50dB●バイアスT：オプション

チップ配列は、
ＧＳＧ標準
チップ間隔は、標準で50～150ミクロンが選択可能
寸法スタイル図は24ページに記載
パフォーマンスデータは6ページに記載
ご注文要領は25ページに記載

MODEL 120 周波数帯域 75〜110GHz ミリ波帯導波管タイプ
接続：WR-10●周波数帯域：75～110GHz●インサーションロス ：110GHz＜1.75dB●リターンロス：110GHz＞15dB●測定再現性：−50dB●バイアスT：オプション

写真はMスタイルとなります。

チップ配列は、
ＧＳＧ標準
チップ間隔は、標準で50～150ミクロン標準
寸法スタイル図は24ページに記載
パフォーマンスデータは6ページに記載
ご注文要領は25ページに記載

─ 12 ─

MODEL 140 周波数帯域 90〜140GHz ミリ波帯導波管タイプ
接続：WR-8●周波数帯域：90～140GHz●インサーションロス ：140GHz＜2.0dB●リターンロス
：140GHz＞15dB●測定再現性：−50dB●バイアスT：オプション

チップ配列は、
ＧＳＧ標準
チップ間隔は、標準で50～150ミクロンが選択可能
寸法スタイル図は24ページに記載
パフォーマンスデータは6ページに記載
ご注文要領は25ページに記載

MODEL 170 周波数帯域 110〜170GHz ミリ波帯導波管タイプ
接続：WR-6●周波数帯域：110～170GHz●インサーションロス ：170GHz＜2.0dB●リターンロス
：170GHz＞15dB●測定再現性：−50dB●バイアスT：オプション

チップ配列は、
ＧＳＧ標準
チップ間隔は、標準で50～150ミクロン標準
寸法スタイル図は24ページに記載
パフォーマンスデータは7ページに記載
ご注文要領は25ページに記載

─ 13 ─

MODEL 220 周波数帯域 140〜220GHz ミリ波帯導波管タイプ
接続：WR-5●周波数帯域：140～220GHz●インサーションロス ：220GHz＜2.0dB●リターンロス
：220GHz＞15dB●測定再現性：−50dB●バイアスT：オプション

チップ配列は、
ＧＳＧ標準
チップ間隔は、標準で50～150ミクロン標準
寸法スタイル図は24ページに記載
パフォーマンスデータは7ページに記載
ご注文要領は25ページに記載

MODEL 325B 周波数帯域 220〜325GHz ミリ波帯導波管タイプ
接続：WR-3●周波数帯域：220～325GHz●インサーションロス ：325GHz＜3.0dB●リターンロス
：325GHz＞15dB●測定再現性：−50dB●バイアスT：オプション

チップ配列は、
ＧＳＧ標準
チップ間隔は、標準で25～９０ミクロンまでとなります。
寸法スタイル図は16ページに記載、Ｍスタイルは制作できません。
パフォーマンスデータは７ページに記載
ご注文要領は25ページに記載

─ 14 ─

MODEL 500B 周波数帯域 325〜500GHz ミリ波帯導波管タイプ
接続：WR-2.2●周波数帯域：325～500GHz●インサーションロス ：500GHz＜4.0dB●リターンロス：500GHz＞15dB●測定再現性：−50dB●バイアスT：オプション

チップ配列は、
ＧＳＧ標準
チップ間隔は、標準で25～55ミクロン標準
寸法スタイル図は16ページに記載、Ｍスタイルは制作できません。
ご注文要領は25ページに記載

MODEL 750B 周波数帯域 500〜750GHz ミリ波帯導波管タイプ
接続：WR-1.5●周波数帯域：500～750GHz●インサーションロス ：750GHz＜ ―●リターンロス
：750GHz＞ ―●測定再現性：−50dB●バイアスT：オプション

チップ配列は、
ＧＳＧ標準
チップ間隔は、標準で25～45ミクロン標準
寸法スタイル図は16ページに記載、Ｍスタイルは制作できません。
ご注文要領は25ページに記載

─ 15 ─

MODEL 1100B 周波数帯域 750〜1100GHz ミリ波帯導波管タイプ
接続：WR-1.0●周波数帯域：750～1100GHz●インサーションロス ：1100GHz＜ ―●リターンロス：1100GHz＞ ―●測定再現性：−50dB●バイアスT：オプション

チップ配列は、
ＧＳＧ標準
チップ間隔は、標準で25～30ミクロン標準
寸法スタイル図は16ページに記載、Ｍスタイルは制作できません。
ご注文要領は25ページに記載

325B, 500B, 750B, 1100B寸法図

Model xxxB-BT dimensions in inches─ 16 ─

Integrated Balun Probe 周波数帯域 1.9〜10GHz
接続：SMA・Kコネ●周波数帯域：dc～10GHz●特長：平衡な抵抗と不均衡な抵抗を変換して測定ができる●針素材：ベリリウム（標準）
タングステン（オプション）

高周波バランを組込んだ統合バランプローブ
平衡な100Ωと不均衡な50Ωの電気信号を混合させて測定する。
チップ配列は、
ＧＳＧＧＳＧ
チップ間隔は、50～250μ

Microwave Test Fixture
接続：Kコネ・SMA●周波数帯域：dc to 18, 26 or 40 Ghz●低インダクタンスパワーサプライズコンタクトが可能（特許取得）●特長：混合RFとDCコンタクトが可能●スプリング式で、簡単に装着が可能です。
●Custom made for your package★パッケージに合わせて制作が可能

─ 17 ─

デュアルタイプ 40A・50A・67A・110Hの2シグナル同軸タイプ
デュアルタイプは、１つのポジショナーに、標準マイクロ波プローブを並列に２個取付けた形と同じ配列での使用が可能となります。
特 長●ポジショナー1台で､2個のプローブの使用ができます。
●2個の同軸プローブの間隔が調節できます。
●40A・50A・67A・110Hの仕様選択ができます。
＊特性については､ 別紙をご参照下さい｡

写真は標準スタイルとなります。

写真はVPスタイルとなります。

デュアルタイプは、１つの本体に２信号のマイクロ波プローブがセットされており、それぞれは単独で信号を取り出すことができます。 片側のプローブは固定されており、もう一方のプローブが可動式になっていますので、２個のプローブの先端間隔を最大４０００ミクロンまで可変して使用することができます｡その他､性能に関しては標準の４０Ａ・５０Ａ・６７Ａと同一仕様となっておりますので､高精度なマイクロウェーブ計測を行なうことができます｡

デュアルタイプ先端配列について
デュアルタイプのチップ先端は、右図にあるパッドパターンに対応ができるよう､先端配列の選択ができます。基本的な先端配列は、ＧＳＧ，ＳＧ，ＧＳを組合せたもので５０～１２５０ミクロンの間隔が選択できます。
（標準モデル参照）

ご注文時の形番表示例（17ページ図参照）
４０Ａ－ＧＳＧ－１５０/４０Ａ－ＳＧ－１５０/ＤＵＡＬ-５００①

②

③

④

①先端側から見て左側のプローブ仕様：ＭＯＤＥＬ４０ＡのＧＳＧで間隔は１５０ミクロン選択②先端側から見て右側のプローブ仕様：ＭＯＤＥＬ４０ＡのＳＧで間隔は１５０ミクロンを選択③プローブ左側のＳとプローブﾞ右側のＳとの間隔：５００ミクロンを指定（ＳとＳの間隔を指定）
最大４０００ミクロンまで制作可能④針形状
標準タイプは、
Ｐスタイルとなっており、別途、
ＤＰ・ＥＤＰ・ＶＰスタイルの選択も可能です。
寸法スタイル図は20ページに記載

─ 18 ─

導波管用デュアルプローブ 周波数帯域 50〜220GHz 2シグナル導波管タイプ
導波管用デュアルプローブは、1つのポジショナーにプローブを並列に2個取付た形と同じ配列での使用が可能となります。
特 長●ポジショナー１台で、2個のプローブを使用できます。
●ＭＯＤＥＬ５０～ＭＯＤＥＬ２２０までの仕様選択ができます。
●針先端ピッチは、
５０ミクロン～１0０ミクロンを仕様選択ができます。
＊特性につきましては､ 別途、営業担当までお問い合わせ下さい｡

デュアルタイプのチップ先端を上から見た図─ 19 ─

レイアウト図マルチコンタクト 40A・50A・64A・110HとDCピン複合配列用
マルチコンタクト（多線路仕様）は、1代のポジショナーに数個のマイクロ波
プローブを取り付けての使用や、DCニードルとの組み合わせによる使用が
できます。
また、
プローブカード用としても装着ができ、小スペースでの使用や多線路計測用として使用することができます。
特 長●ポジショナー1台で､複数個のプローブが使用できます。
（プローブカードの場合は11個。）●RFとDCの組み合わせで製作ができます。
●MMICまたはModuleに最適です。
●40A・50A・67A・110Hの仕様選択ができます。
●各種測定パターンに合わせた設計が可能です。
●独立した先端部のため接触性が良好です。
●200℃対応（オプション）

マルチコンタクト仕様寸法図

バイパスキャパシターの取付け位置
キャパシター
取付け位置

同軸線

取付け位置“A”

拡大図

取付け位置“B”

─ 20 ─

キャパシター取付け位置“H”

グランドシールド側

マルチコンタクト DC多ピン配列用
DC用マルチコンタクト（多線路仕様）は最大26ピンまでのDCニードルの取付けができます。各周波数帯域に応じてコンデンサーの取付けも行っております。
配線は2.54mmコネクターから取り出せます。。
1台のポジショナーで複数の電極へコンタクト作業が行えて､小スペースでの使用や多線路計測用として使用することができます。
特 長●ポジショナー1台で､複数個のDCニードルの使用ができます。
●カスタムメイドの仕様に対応ができます。
●低発信・高耐久性●各種測定パターンに合わせた設計が可能●独立した先端部のため接触性が良い●200℃対応（オプション）

DC用マルチコンタクト仕様寸法

Contacts are a dual row of 0.025 inch square pins on 0.1 inch centers.

バイパスキャパシターの取付け位置
キャパシター
取付け位置

同軸線

取付け位置“A”

拡大図

取付け位置“B”

─ 21 ─

キャパシター取付け位置“H”

グランドシールド側

マルチコンタクト 仕様概要
仕様記入例

仕様記入要領1. DUTの構成によりパッド配列とチップ間隔をミクロン単位で指定してください。
例：g − p − g − p − GSG − p − g − p − g − p
g−p−g−p−gg−p−g−pg ＝ グランド用チップ
p ＝ DC用チップ（または信号用チップ）
GSG, GS, SG ＝ RFプローブ
2. バイパス用キャパシターの容量と取り付け位置を指定します。
例：2000pFで取り付け位置が A の場合、・・・2000pF/A
その他：pは標準で同軸ケーブル（40インチ）とSMAコネクターが接続されています。
（pは1〜2GHzの信号用としても使用できます。）

例：2000pFで取付け位置がAの場合・・2000pF/A

マルチコンタクト見積依頼用紙（コピーしてご使用下さい）

仕様記入例を参考にして以下にご要望の仕様をご記入の上当社まで送付願います。

エヌピイエス（株）
マルチコンタクト見積担当 宛
ＦＡＸ. ０３-３６８４-２２８７
連絡事項：

ご依頼者連絡先（お見積り送付先）
貴社名
部署

お名前

TEL
FAX
ご依頼日

年

月

キャパシター容量と取付け位置を記入
ＲＦの場合はモデルを記入

パッド配列を記入

ピッチ
（μm）
を記入

ピッチが全て同じ場合はここに記入

─ 22 ─

日寸法・形状図 1
４０Ａ・５０Ａ・６７Ａ寸法図Top View

Side View

Top View

Side View

Pスタイル

Qスタイル

DPスタイル

Fスタイル

Sスタイル

EDPスタイル

DSスタイルLPスタイルCスタイル

VPスタイルTスタイル
RVPスタイル

GRスタイル─ 23 ─

寸法・形状図 2５０･７５･９０・１２０・１４０・１７０・２２０寸法図
Mタイプ導波菅

デュアルタイプ寸法・形状図

チップ配列図─ 24 ─

ピコプローブ御発注要領
ご注文の際は、モデルNo.、
チップ配列、
チップ間隔、
スタイル等をご指定いただき、以下の要領で型番を明記してください。

40M, 40A, 50A, 67A, 110Hの型番記載例

40A − GSG − 150 − P −−モデルNo.
チップ配列
チップ間隔
スタイル
オプション記号22ページ参照

ミクロン単位で表示

21ページより選択（40MはPLLと明記してください。）

3ページ参照50, 75, 90, 120, 140, 170, 220, 325B, 500B, 750B, 1100Bの型番記載例

75 − GSG − 150 − BT − M −モデルNo.
チップ配列
チップ間隔
バイアスT
導波管形状
オプション記号22ページ参照

ミクロン単位で表示

オプションのバイアスTが必要な場合は、BTと明記してください。
導波管プローブのスタイルはPスタイルのみとなります。
オプションの導波管形状が必要な場合は、Mと明記してください。

3ページ参照●GGB社では特注品も製作しておりますのでご相談ください。

─ 25 ─

校正用基板 標準タイプ GSG・SG・GS
ＧＧＢ社校正基板は、ピコプローブの性能に適切な精密校正が行えるように設計されてます。
高精度素子を使用したパット構成は、30～2540μチップ間隔ごとの仕様に用意されております。
精密な計測を行う場合は、
ピコプローブ専用校正基板の御使用を推奨致します。
Load 精度0.25％
校正の種類（ＧＧＢ社の校正基板は以下の校正に対応します。）
SOLT =Short -Open-Load -Through
LRL=Line -Reflect -Line
LRM =Line -Reflect -Match

校正基板の仕様と選択
ＧＳＧ校正基板

パットサイズ
（μｍ）

校正用途

CS-5

50x50

CS-9

100x100

CS-10

150x150CS-18

300x300

ＧＳ,ＳＧ校正基板

パットサイズ
（μｍ）

CS-8

50x50

CS-14

100x100

CS-11

150x150CS-17

300x300

ＧＳＧ校正基板

パットサイズ
（μｍ）

校正用途

CS-15

25x25

SOLT,LRL,LRM

SOLT,LRL,LRM

校正用途

SOLT,LRM

適合プローブピッチ（μm）

プローブピッチ（μm）

75～25075～250250～600

150～600

600～1250

225～1250

1250～2540

500～2540

適合プローブピッチ（μm）

プローブピッチ（μm）

50～20050～300200～400

150～600

400～1250

175～1250

750～2540

450～2540

適合プローブピッチ（μm）

プローブピッチ（μm）

40～150(SOLT）
30～150(LRL)

40～150※2024年２月より新しい型番に変わります。新しい型番はCS-10●●となります。

─ 26 ─

校正用基板 デュアルタイプ GSGSG・SGS
ＧＳＧＳＧ専用デュアル校正基板です。
ピコプローブの性能に適切な精密校正が行えるように設計されています。
高精度素子を使用したパット構成は、50～1000μｍチップ間隔ごとの仕様に用意されております。
周波数帯域は、
ｄｃ～１１０GHz
Load 精度0.25％
校正の種類（ＧＧＢ社の校正基板は以下の校正に対応します。）
SOLT =Short -Open-Load -Through
LRL=Line -Reflect -Line
LRM =Line -Reflect -Match

校正基板の仕様と選択
ＧＳGＳＧ校正基板

適合プローブピッチ（μm）

プローブピッチ
（μm）

50

45～55

75

70～80

CS-2-100

100

90～110CS-2-125125

115～135150

140～160

CS-2-50
CS-2-75

CS-2-150
CS-2-200

パットサイズ
（μｍ）

校正用途

25x25

SOLT,LRL,LRM

50x50

SOLT,LRL,LRM

200

190～210CS-2-225

225

215～235

CS-2-250250

240～260

CS-2-300300

275～325

CS-2-350350

325～375400

375～425

CS-2-450450425～475

CS-2-500500

490～510CS-2-400

100x100

SOLT,LRL,LRM

CS-2-750
CS-2-1000

150x150

SOLT,LRL,LRM

CS-2-1250

750

700～800

1000

990～1010

1250

1225～1275

適合プローブピッチ（μm）

プローブピッチ（μm）

ＳGＳ校正基板

パットサイズ（μｍ）

CS-4-100

50x50

100

90～110CS-4-150

50x50

150

140～160

CS-4-250

100x100250

225～275

CS-4-300

100x100

300

275～325

CS-4-350

100x100350

325～375

校正用途

SOLT,LRM※2024年２月より新しい型番に変わります。新しい型番はCS-102-●●●となります。

─ 27 ─

校正用基板 デュアルタイプ専用 GSSG
ＧＳＳＧ専用デュアル校正基板です。
ピコプローブの性能に適切な精密校正が行えるように設計されています。
高精度素子を使用したパット構成は、
５０～１２５０μｍチップ間隔ごとの仕様に用意されております。
周波数帯域は、
ｄｃ～１１０GHz
Load 精度0.25％
校正の種類（ＧＧＢ社の校正基板は以下の校正に対応します。）
SOLT =Short -Open
-Load
LRL
=Line -Reflect -Line-Through

校正基板の仕様と選択
ＧＳＳＧ校正基板

適合プローブピッチ（μm）

プローブピッチ
（μm）

50

45～60

75

65～85

CS-3-100

100

85～115CS-3-125125

110～140150

135～165

CS-3-175

175

160～190CS-3-200200

185～215CS-3-250

250

200～300

350

300～400450

400～500

CS-3-50
CS-3-75

CS-3-150

CS-3-350

パットサイズ
（μｍ）

校正用途

25x25

SOLT,LRM

50x50

100x100

SOLT,LRM

SOLT,LRM

CS-3-450
CS-3-500

150x150

SOLT,LRM

500

425～525

CS-3-600

100x100

SOLT,LRM

600

550～625800

600～1000

1000

800～1075

1250

1050～1325

CS-3-800
CS-3-1000

300x300

SOLT,LRM

CS-3-1250※2024年２月より新しい型番に変わります。新しい型番はCS-103-●●●となります。

─ 28 ─

オプション

写真は専用アダプタ付となります。

MODEL K-60N・cm
MODEL T-90.3N・cm

トルクレンチ（Ｋコネ・2.4㎜コネクタ）●仕様
種類；Kコネクタ/2.4㎜コネクタ用
全長；128㎜
特徴；逆締めを防ぐ構造となっております。

ピコプローブ専用収納ＢＯＸ●仕様
サイズ；様々なサイズがあります。
※湿度調整機能付の為、電源100Ｖが必要となります。
※省エネ設計、電気代月40円以下◎この収納ＢＯＸは、常温低湿度保持により、ピコプローブ、誇り、湿気を嫌う精密部品の長期保管に優れております。

小型チャック●仕様
外観；Φ50㎜
厚み；5㎜
基板サイズ；5㎜□以内
基板厚み；500μ以上
機構；マイクロメータ式

同軸プローブニードル

SCシリーズ同軸プローブニードル●仕様
SMAコネクタ付
タングステンニードル先端5μR
SC-1・・・信号線のみ
SC-1-GR・・・右グランド付
SC-1-GL・・・左グランド付

ＭＯＤＥＬＣＭＢ-1

ＭＯＤＥＬＰＣＰ-２５●仕様
全長；100㎜（毛先10㎜）
毛先；ナイロン系素材◎このブラシは微小部分に付着したゴミ等を除去するためのものです。
※特別に開発製作された特殊素材の極細毛
先により、静電気で付着した異物も対象物に直接接触させてクリーニングができます。

●仕様
外観；25㎜□
厚み；635μｍ
素材；セラミック基板（金メッキ仕上げ）◎初心者の方が安心してコンタクトを練習が何度でもできます。
◎金メッキにて仕上げている為、校正基板を使用する前に御使用頂きますと針当てが簡単に出来るようになります。

コンタミ・リムービング・ブラシ

─ 29 ─

プラナリティチェックプレート

M E M O

─ 30 ─

M E M O

─ 31 ─

日本総代理店

エヌピイエス株式会社〒136-0071 東京都江東区亀戸6-12-4
TEL. 03-3684-2548 FAX. 03-3684-2287

https://www.nps-i.co.jp
1811