／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／１００１０３２５ 新潟県厚生農業協同組合／本文

厚生連医誌

短第１９巻

新／３５ｂ０９３‐０９６

2010.02.09 16.18.2

１号 ９３〜９６ ２０１０報

当院における心臓ペースメーカー使用患者の外来管理手順について
三条総合病院、検査科；臨床検査技師
よしだ

吉田けん いち賢一

心臓ペースメーカー使用患者の外来管理は、ペースメーカー（PM）の機能、電池の消耗度のみでなく、患者の身体状態に応じてペースメーカーのプログラムを最適に設定することが必要である。当院におけるプログラマーを使用したペースメーカー外来管理手順について報告する。
１９９
７年１０月に作成した PM チェックシートと６社１１台のプログラマーを使用して現在は臨床検査技師３名、臨床工学技士３名、医師１名で業務を行っている。
過去５年間の PM チェックの実績は、２００４年２６９件、２００５年２５３件、２００６年２６０件、２００７年２４０件、２００
８年２４４件、年間平均約２５３件である。従来は、PM チェックは患者の増加や長期にわたる管理の必要から、その業務は各 PM のメーカーによるところが多かった。最近
では、職場を越えた業務体制や独自のチェックシートの工夫など管理手順を決めることにより、業者に依存せずにペースメーカーの管理が行なえるようになった。
キーワード：ペースメーカー、外来管理、プログラム
設定

緒言

平成２０年４月より施行された公正取引協議会による「医療機関等における医療機器立会いに関する基準」
により、これまで業者で行っていた PM 等の医療機器の安全管理業務が病院自前の医療従事者による業務へと移行しつつある。当院では以前より、リスクの軽減や歴史的な理由により多種の PM を６社１１台のプロクラマーとそれに対応する PM チェックシートで管理している。技術の進歩により PM の多種多様な機能に合わせて改訂されているが、当院におけるプログラマーを使用した PM チェックの手順を報告する。

手順の説明と考察
PM を６社１１台のプロクラマーとそれに対応するPM チェックシートを使用し、下記の手順で管理している。
１．患者カルテ、PM 手帳の確認
２．局所観察３．インテロゲーション
４．ペーシング閾値、センシング閾値測定
５．プログラム確認（チェック前の設定）― 93 ―

６．（マグネットテスト一部テレメトリーできないもの）
７．プログラム変更有無の指示
８．モニターの心電図を確認し終了
PM 外来管理は、プログラマーを使用して電池電圧、抵抗、リード抵抗を測定し、ペーシング閾値、センシング閾値を調べることで電池の寿命やリードに問題がないかを評価し PM がきちんと動作するように設定することが主な業務である。従来 PM 業務は業者による管理をする医療施設が多かったが、平成２０年４月より施行された公正取引協議会による「医療機関等における医療機器立会いに関する基準」により、病院自前の医療従事者による業務へと移行しつつある。当院
では１９９
３年９月より技師が患者データ管理や PM 植え込みに立会い、プログラマーや Pacing system analyzer
操作や PM 外来管理などの PM 業務を行っている。
PM チェックは、各メーカー、機種に合ったプログラマーを使用する。（図１主なプログラマー。他院で植え込み後、当院でフォローする患者さんもいるため過去の製品を含め点検できるように他にも常備してある。
）また、除細動器などの救急設備の動作確認し設置する。PM チェックは、図２の手順で行っている。
当院で作成したチェックシート（１９９７年１０月よりこの形式）を使用してテレメトリーデータや測定結果記録をする。（図３）手順１は、患者カルテ及びペースメー
カー手帳から患者属性、実施日、ジェネレーターのメーカーとモデル名、植え込み日、新規日、植え込み適応
所見及び植え込み後に新たに生じている各種病態やこれまでの患者さんの状態などに対応すべく、チェック項目を確認し、PM チェック実施にあたっては事前にプログラマーの電源の状態や緊急時用のキーなどを確認する。電気的除細動装置、記録器付きハートモニター（当院ではモニター付心電計）の設置後にチェックを開始する。患者さんの名前を確認後、手順２の局所観察をする。人工のものを植え込むため感染症の治療は困難な場合が多く、植え込み部の慎重な観察は大切である。創部について「何か変わりはありませんか」と問いかけ観察している。発赤、腫脹、浸出液を認めた場合は、速やかに医師に連絡する。次に手順３インテロゲーション（プログラム読出し）をする。プログラ
ムを変更するとテレメトリーデータの一部がクリアされてしまう機種が多く最初にすべてのテレメトリーデータを読み出し、プリントアウトする。PM チェッ
ク前のプログラムの設定（ペースメーカーの出力、パルス幅、ペーシングレート、感度、不応期）やリードインピーダンス、電池電圧の実測データ、メモリーに発作性心房細動や心房粗動などの不整脈が何時、どれ位続いていたか、何回発生し、どのようにして治まっ／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／１００１０３２５ 新潟県厚生農業協同組合／本文

新／３５ｂ０９３‐０９６

2010.02.09 16.18.2

当院における心臓ペースメーカー使用患者の外来管理手順についてたかなどの作動状況を記録保存するホルター機能などは患者管理上、非常に有用な情報である。ここで高インピーダンスリードでないもので、リードインピーダンスが３００Ω に満たない場合や反対に１，５００Ω を超える場合は極性が Bipolor の設定であれば安全を確認して Unipolor のリードインピーダンスも測定する。
電池については、電池電圧は使用開始時で２．
８V、寿命終了時では２．
４V 程度であるので２．
６V くらいで交換に、また内部抵抗は使用開始時の状態では１kΩ 以下であるが、寿命終了時では３０kΩ 程度であるので３kΩ くらいになったらチェックの間隔を短くしている。次に手順４では、ペーシング閾値、センシング閾
値測定をする。チェックシートではペーシング閾値結果記入欄をパルス電圧とパルス幅の関係グラフにしている。通常ではペーシング閾値は設定されてあるパルス幅で測定し、そのプログラマーの最低電圧でも無効ペーシングが出現しない場合は、最低電圧でパルス幅を減少させてペーシング閾値を測定している。閾値上
昇時や、新規植え込み時、リード交換時は電池節電のために測定条件をかえて測定している。センシング閾
値は、センシングないしは心内心電位を測定して、センシング感度が適切かどうか検討する。ペーシング
レートを３０ppm まで低下させても自発心拍が出現しない場合は完全ペースメーカー依存性と考えられ、測定不能としている。センシング閾値測定時に記録した自発心電図を確認し洞機能、房室伝導機能など検討する。手順５、プログラムをチェック前の設定に戻す。
もう一度インテロゲーションしてプログラムが確実に戻っていることを確認する。手順７プログラム変更有無の指示は、医師に気づいた点があれば報告し、プログラムの変更の有無をみてもらう。変更があれば変更条件をコメント欄に記入してもらう。変更後のテレメトリーデータを記入し、もう一度インテロゲーションしてプログラムを確認する。図５のテレメトリーデー
タでは、変更された項目が矢印で分かるようになっている。心室の電圧が（３．
５V から２．
５V）指示通りに変更されたこと確認する。このプログラムの変更によってパルスカレント（９mA から７mA）とパルスエネルギー（１２．
９μJ から６．
８μJ）になっている。カルテ、ペースメーカー手帳に結果を記入し最後にモニターの心電図を確認しながらはずして検査を終了する。
技術の進歩により最近の PM は定期に自動でリード抵抗、ペーシング閾値、センシング閾値を計測する機能やその測定結果よりパルス電圧、パルス幅、感度を変更する機能やデュアルチャンバーで右室ペーシングをなるべく抑え、自発を優先にするなどの多様な機能をもつものあり、問題がなければインテロゲーションしプリントアウトするだけになりつつあるが、固定された条件で制約されていることや、PM チェック時の最新データを得ること及び技術の継承のためにも当院ではマニュアルにて再計測している。また、PM メモ
リーの作動記録や心内心電図の記録から PM の不具合の疑いのあるものやリード不全の可能性のあるものや不整脈薬の変更及び追加時では、ホルター心電図検査にて検討している。現状における問題点は、当院で使用しているプログラマーは６社計１１台と多種におよびそれぞれに違う作動状況に対応する十分な知識を必要とすること。そして、担当者の転勤、移動により技術継承が難しい状況にあることである。少ない要員ではあるが、勉強会や講習会を行い技術向上に努めるとともに医師の指導の下に臨床検査技師と臨床工学技士の職場を越えたなお一層の協力関係を深め、より精度の高い PM 業務管理の構築と、その体制の継続が必要である。

文献１）W．フィッシャー（Dr.med.Wilhelm Fischer）／國定 薫／P．リッチ（Dr.med.Philippe Ritter）共著．
ペーシング療法の実際

英 文 抄録Brief report
Our management of pacemaker program in outpatient settings
Sanjo General Hospital, Clinical laboratory ; Medicaltechnologist
Yoshida Kennichi
As for the management of the pacemaker-using outpatients, it is necessary to set the program of the pacemakerdepending on the physical state of the patient ideally aswell as the function of the pacemaker (PM) and the consumption degree of the battery.
We reported a pacemaker management procedure using
the program setting in our hospital. Our members consisted of three medical technologists, three clinical engineers, and a doctor. The mean annual maintenance rate
was 253. Recently we got possible to perform the management of the pacemaker independent on suppliers by
the efficient work arrangement and the safe working procedure with original check sheets.
Key Words : pacemaker, outpatient management, program
setting― 94 ―

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／１００１０３２５ 新潟県厚生農業協同組合／本文

厚生連医誌第１９巻

新／３５ｂ０９３‐０９６

2010.02.09 16.18.2

１号 ９３〜９６ ２０１０

図１

図２

図３― 95 ―／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／１００１０３２５ 新潟県厚生農業協同組合／本文

新／３５ｂ０９３‐０９６

2010.02.09 16.18.2

当院における心臓ペースメーカー使用患者の外来管理手順について

図４

図５２０１
０／０１／１２ 受付（２００９−３７）― 96 ―