Manuel du patientFR

Gebrauchsanweisung für Patienten

DE

Manual del pacienteESΕγχειρίδιο για τον ασθενή

EL

Patient Manual

EN

Manuale del pazienteITPatiënthandleiding

NL

Manual do Paciente

PT

BruksanvisningSV

Patienthåndbog

DA‫دﻟﯾل ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻟﻠﻣرﺿﻰ‬AR

FreeStyle™ 5

FRFreeStyle™ 5

FR

NE PAS FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL SANS AVOIRAU PRÉALABLE LU ET COMPRIS LE PRÉSENT MANUEL.
SI VOUS NE COMPRENEZ PAS LES DIVERS
AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS QU'IL CONTIENT,VEUILLEZ CONTACTER VOTRE FOURNISSEUR AVANT DETENTER DE L'UTILISER. SI CES PRÉCAUTIONS NE SONTPAS OBSERVÉES, DES BLESSURES OU DES DOMMAGESMATÉRIELS PEUVENT SURVENIR.
Fumer pendant l'utilisation d'oxygène est la première causede blessures et morts dues au feu. Vous devez respecter les
avertissement relatifs à la sécurité :Ne pas fumer, allumer des bougies ou ne pas autoriser laprésence des flammes nues dans la même pièce que l'appareilou à moins d'un mètre cinquante de tout accessoire de transportd'oxygène.
Fumer en portant une canule d'oxygène peut causer des brûluresfaciales et même la mort.
Une canule enlevée et déposée sur une litière, un canapé ou tout
autre textile peut causer un embrasement éclair si elle est
exposée à une cigarette allumée, à une source de chaleur ou à
une flamme.
Si vous fumez, les trois étapes ci-après peuvent vous sauver lavie :éteindre le concentrateur d'oxygène, enlever la canule et quitterla pièce où se trouve l'appareil.

FreeStyle™ 5

FR

L'inscription « Interdit de fumer – utilisation d'oxygène » doitêtre bien mise en évidence dans la pièce ou dans le milieu oùl'oxygène est utilisé. Les patients et leurs soignants doiventêtre informés des dangers de la consommation de cigarette enprésence d'oxygène médical ou lorsqu'on utilise ce dernier.

FreeStyle™ 5

FR

TABLE DES MATIÈRES
AirSep® FreeStyle™ 5 Portable
Concentrateur d'oxygène portable
Concentrateur d’oxygène portable FreeStyleTM 5 AirSep®
SymbolesPourquoi votre médecin vous a prescrit de l’oxygène
Description du concentrateur d’oxygène portable FreeStyle 5
Profil de l'opérateur
FreeStyle 5 pour les voyages aériens – Agréé par FAA
Consignes de sécurité importantes
Consignes de sécurité importantes pour la batteriefacultative AirBelt
Débuter avec concentrateur d’oxygène portable FreeStyle 5
Chargement de la batterie
Canule nasale
Composants de l’appareil FreeStyle 5
Instructions d’utilisation
Alimentation électrique
Filtres
Mise en route du sélecteur de débit
Alarme/Voyants lumineux
Comment interpréter les voyants lumineux
et les alarmes FreeStyle 5
Nettoyage, entretien et maintenance adéquateBoîtier
FiltreSac de transport
Accessoires FreeStyle 5
Matériaux en contact direct ou indirect avec le patient
Réserve d’alimentation en oxygène
Dépannage
Accessoires FreeStyle 5Classification

FR1
FR1-2
FR3
FR3-4
FR4
FR4
FR5-11
FR12
FR13-16
FR17-20
FR20-21
FR21-22
FR23-24
FR24-25
FR25-26
FR27-28
FR28-29
FR30-31
FR32-33
FR32
FR33
FR33
FR33-34
FR35
FR35
FR35-38
FR41-43
FR44

FreeStyle™ 5

FR

Concentrateur d’oxygène portable FreeStyleTM 5
Le présent manuel du patient vous permet de vous familiariser avec leconcentrateur d’oxygène portable FreeStyle™ 5 d'AirSep. Veuillez lire
attentivement l’ensemble des informations contenues dans le présent manuel etvous assurer de les avoir bien comprises avant d'utiliser le FreeStyle 5. Votre
fournisseur agréé sera heureux de répondre à vos éventuelles questions
concernant ce matériel.

SymbolesDes symboles, plutôt que des mots, sont couramment utilisés sur les appareils ou
le manuel dans le but de diminuer le risque d’incompréhension dû aux différences
linguistiques. Les symboles facilitent également la compréhension d'un concept
dans un espace restreint.
Le tableau suivant comporte une liste de symboles et de définitions utilisés avec
le concentrateur d’oxygène FreeStyle 5.
SymboleMn167-1 rev. D

Description

SymboleDescription

Danger – décrit undanger ou une
pratique dangereusequi, si pas évitée,peut provoquer une
blessure corporelle
grave ou fatale et/ou
causer desdommages matériels

Dispositif de classe IIavec double isolation

Mise en garde –décrit un danger
ou une pratiquedangereuse qui,si pas évitée peut
provoquer une
blessure corporelle
légère ou desdégâts matériels

Conforme à ladirective 93/42/CEEémise parl'organisme agréé n
0459

REMARQUE : fournit
des informations
suffisamment
importantes pour êtremises en évidence
ou répétées.

Agence de sécurité
pour la norme
CAN/CSA C22.2 n60601-1-08 M90
relative aux dispositifsélectro-médicaux.

FR-1

FreeStyle™ 5

RTCA/DO-160 Section 21
Conforme Catégorie M

FRConsulter ladocumentation
fournie avec
l'appareil

Tenir au sec
l’appareil et lesaccessoires

Ne pas graisser ou
huilerL’élimination par une
méthode appropriéedes déchets dedispositifsélectriques etélectroniques est
requiseInterdiction de fumer

Ne pas démonter

Équipement detype BF

Consulter les
instructions
d'utilisation

Ce côté vers le haut

Fragile – manipuler
avec soin

Ne pas exposer à
une flamme nue

FAA – Concentrateurd'oxygène portable
agréé

Conforme à RTCA
DO160 Section 21
Catégorie M.
Exigence FAA
SFAR 106

Voir instructions

Méthode de mise au rebut des déchets : Tous les déchets provenant duconcentrateur d'oxygène Focus doivent être mis au rebut selon la méthodeappropriée prescrite par les autorités locales.
Méthode de mise au rebut de l'appareil : Afin de protéger l'environnement, leconcentrateur doit être mis au rebut en conformité avec les méthodes prescrites
par les autorités locales.

Mn167-1 rev. D

FR-2

FreeStyle™ 5

FR

Pourquoi votre médecin vous a prescrit de l’oxygène
De nombreuses personnes souffrent de types divers de maladies cardiaques,pulmonaires ou autres pathologies respiratoires. Nombre de ces patients peuvent
bénéficier d’une oxygénothérapie supplémentaire à la maison, pendant leursvoyages ou lorsqu’elles prennent part à des activités quotidiennes hors de leurdomicile.
L’oxygène est un gaz qui constitue 21 % de l’air ambiant que nous respirons. Pourfonctionner correctement, notre corps dépend d’une alimentation en oxygène
régulière. Votre médecin vous a prescrit une oxygénothérapie supplémentaireselon un réglage donné pour remédier à vos problèmes respiratoires personnels.
Bien que l'oxygène ne génère pas de dépendance, toute oxygénothérapie nonautorisée peut s’avérer dangereuse. Consulter impérativement un médecin avant
toute utilisation de ce concentrateur d’oxygène. Le fournisseur agréé qui vous
fournit votre matériel d’oxygénothérapie vous montrera comment régler leconcentrateur d'oxygène Portable FreeStyle 5.

Description du concentrateur d’oxygène portable FreeStyle 5
Les concentrateurs d’oxygène ont commencé à être commercialisés au milieu desannées 1970. Ils sont désormais la source d’apport en oxygène complémentairela plus pratique et la plus fiable actuellement disponible sur le marché. Lesconcentrateurs d’oxygène remplacent de façon plus économique, efficace et sûreles cylindres à oxygène sous haute pression et l’oxygène liquide. Le concentrateurd’oxygène fournit tout l’oxygène dont vous avez besoin, sans cylindre ni bouteille.
L’air que nous respirons comporte approximativement 21 % d’oxygène, 78 %d’azote et 1 % d’autres gaz. Dans l’appareil FreeStyle 5, l’air ambiant traverse unematière régénératrice et absorbante appelée « tamis moléculaire ». Cette matière
sépare l’oxygène de l’azote. Le débit d’oxygène très pur qui en ressort est transmis
au patient.
Le FreeStyle 5 allie une technologie performante de concentration d'oxygène aux
technologies de conservation pour un concentrateur d'oxygène plus léger et dehaute performance qui ne pèse que 2,8 kg. Le FreeStyle 5 produit efficacement
son propre oxygène et le fournit rapidement sous forme de pulsation d'oxygène au
tout début de la phase d'inhalation. Ceci élimine le gaspillage des appareils
produisant un flux d'oxygène continu, même lorsque vous expirez. Cette pulsationd'oxygène correspond à une débit continu. Le FreeStyle 5 produit un débitéquivalent allant jusqu'à 5 LPM (litres par minute) dans un conditionnement léger
facilement transportable hors domicile.
FreeStyle 5 peut s’alimenter depuis quatre sources différentes. (Se reporter à laMn167-1 rev. D

FR-3

FreeStyle™ 5

FR

section « Alimentation électrique » du présent manuel).

Profil de l'opérateur :Les concentrateurs AirSep doivent fournir de l'oxygène complémentaire à despersonnes souffrant d'un malaise dû à des aliments qui affectent l'efficacité despoumons à transférer l'oxygène de l'air dans leur système sanguin.
Le Concentrateur d'oxygène portable donne la possibilité d'utiliser un système
POC non livrable plutôt qu'un système livrable (réservoir d'O2) qui rend l'utilisateur
relativement auto-suffisant en termes d'utilisation à domicile, de mobilité (tant àl'intérieur qu'à l'extérieur de la maison) et de qualité de vie en général. L'utilisation
du concentrateur d'oxygène requiert une prescription médicale et ne doit pas êtreutilisé à des fins de réanimation.
Bien que l'oxygénothérapie puisse être prescrite aux patients de tout âge, lepatient typique à l'oxygénothérapie doit être âgé de plus de 65 ans et souffrir d'une
broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). Les patients ont
généralement de bonnes capacités cognitives et doivent pouvoir signaler lemoindre malaise. Si l'utilisateur n'arrive pas à signaler un malaise ou ne peut pas
lire et comprendre l'étiquetage et les instructions d'utilisation du concentrateur,alors l'utilisation doit se faire uniquement sous la surveillance d'un expert. Si un
malaise survient pendant l'utilisation du concentrateur, il est conseillé aux patientsde consulter leur médecin. Il est également conseillé aux patients d'avoir del'oxygène de secours disponible (notamment une bouteille d'oxygène) en cas depanne d'électricité ou du concentrateur. L'utilisation du concentrateur n'exige pas
d'autre techniques exceptionnelles ou compétences de l'utilisateur.

FreeStyle 5 pour les voyages aériens – Agréé par FAA
Le FreeStyle 5 a reçu l'approbation de la Federal Aviation Administration (Bureau
fédéral de l'aéronautique) relative à l'utilisation à bord des vols commerciaux parles passagers sur oxygène à travers l'amendement 2012 du SFAR 106.
En outre, depuis le 13 mai 2009, un nouveau Département des transports (DOT) dirigé
par la FAA a décidé que les transporteurs basés aux États-Unis, de même que les vols
internationaux en provenance ou à destination des USA doivent permettre aux
passagers ayant des concentrateurs d'oxygène portables agréés par la FAA de lesutiliser à bord et pendant le vol en cas de nécessité. Consultez directement lescompagnies aériennes individuelles avec lesquelles vous voulez voyager pour desinformations mises à jours sur leurs politiques POC particulières.

Mn167-1 rev. D

FR-4

FreeStyle™ 5

FR----[Lire la section Consignes de sécurité importantes avant de mettre
cet appareil en fonctionnement.]----

Consignes de sécurité importantes
Il est recommandé de consulter et de se familiariser avec les informations desécurité importantes ci-après, relatives au concentrateur portable d’oxygène
FreeStyle 5.
Cet appareil dispense de l'oxygène extrêmement pur
susceptible de s'enflammer très vite. Ne pas fumer ni
autoriser la présence de flammes nues à moins d’un mètre
cinquante de (1) cet appareil, ou de (2) tout autre accessoirede transport d’oxygène. Enfreindre cet avertissement pourraitcauser un incendie grave, des dégâts matériels ou desdommages physiques, voire la mort.

Si vous vous sentez mal à l’aise ou en cas d'urgence
médicale, sollicitez immédiatement une assistance médicale.

Ne pas chauffer à plus de 60 °C

Cet appareil ne doit pas être utilisé à des fins de réanimation.
Les personnes âgées, enfants ou tout autre patient incapablede signaler un malaise lorsqu'ils utilisent cet équipement
demandent une assistance supplémentaire. Les patients
présentant une insuffisance auditive ou visuelle peuvent avoir
besoin d’assistance en ce qui concerne les alarmes decontrôle.
Ne pas utiliser de l'huile, ni de graisse ou de produits à basede pétrole ou tout autre produit inflammable en même temps
que les accessoires transportant l'oxygène ou le FreeStyle 5.
Seules les lotions ou les pommades à base d'eau ou
compatibles avec l'oxygène doivent être utilisées. L'oxygène
accélère la combustion des substances inflammables.

Mn167-1 rev. D

FR-5

FreeStyle™ 5

FR

Une mauvaise utilisation de la batterie FreeStyle 5 peutcauser son surchauffement, son inflammation et peut mêmecauser des blessures graves. Ne pas percer, frapper, piétiner,
faire tomber la batterie ou soumettre la batterie à des impacts
ou à des chocs violents.

Si le FreeStyle 5 est utilisé à l’extérieur sur un adaptateur decourant alternatif, ne brancher cet adaptateur que sur une
prise de terre avec disjoncteur de fuite à la terre.

Risque d'électrocution. Débranchez le cordon d'alimentationde la prise de courant avant de nettoyer l'appareil pourprévenir le risque d'électrocution. Seul votre fournisseurd'équipement ou un technicien qualifié sont autorisés à ouvrir
le boîtier de l'appareil ou en faire l'entretien.

Prendre soin de ne pas exposer le FreeStyle 5 à l'humidité ou
ne pas laisser l'eau y rentrer. Ceci pourrait entraîner unmauvais fonctionnement de l'appareil ou une panne.

L'utilisation de câbles et d'adaptateurs différents de ceux
recommandés, à l'exception de câbles et d'adaptateurscommercialisés par le fabricant de dispositifs électromédicaux comme pièces internes de rechange peut entraîner
une augmentation des émissions de faible résistance du
FreeStyle 5.

Aucune modification de cet appareil n'est conseillée.

Le FreeStyle 5 ne doit pas être utilisé à proximité ou
conjointement avec un autre dispositif. Au cas où une
utilisation adjacente ou conjointe est inévitable, l'appareil doitêtre examiné pour déterminer un fonctionnement normal.

Mn167-1 rev. D

FR-6

FreeStyle™ 5

FR

De par la loi fédérale des États-Unis, la vente et la location decet appareil doivent se faire sur ordonnance d'un médecin ou
d'un autre prestataire de soins muni d'une licence.

En cas de déclenchement d'une alarme ou si vous constatez
que FreeStyle 5 ne fonctionne pas normalement, consulter lasection Dépannage du présent manuel. Si vous ne pouvez pas
résoudre le problème, référez-vous à votre fournisseur.

Le concentrateur d'oxygène portable FreeStyle 5 peut êtreutilisé pendant le sommeil du patient sous la recommandationd'un clinicien qualifié.

L'utilisation du freeStyle 5 au-delà de sa température defonctionnement peut en affecter la performance, réduire la duréede vie de la batterie ou augmenter sa durée de charge. (Sereporter à la section Caractéristiques techniques du présent
manuel).

Ne jamais laisser s'obstruer le filtre d’admission d’air ou laprise d’air pendant l’utilisation. Ceci peut surchauffer le
FreeStyle 5 et en affecter la performance.

Ne pas actionner le matériel dans un espace réduit (notamment
une petite valise ou un sac à main) où la ventilation est limitée.
Ceci peut surchauffer le FreeStyle 5 et en affecter la performance.

Pour utiliser le FreeStyle 5 dans une voiture, un bateau ou
avec d'autres sources de courant continu, démarrer le véhicule
et s'assurer qu'il soit en marche avant de brancher le FreeStyle
5. Si l'alimentation en courant continu ne s'allume pas et
requiert une réinitialisation, débrancher le cordon d'alimentation
CC de la prise de courant continu, redémarrer le moteur duvéhicule et rebrancher ensuite la fiche CC sur la prise. Le
manquement à ces instructions pourrait aboutir à une absenced'alimentation du FreeStyle 5 par le bloc d'alimentation.

Mn167-1 rev. D

FR-7

FreeStyle™ 5

FR

Lorsque le moteur du véhicule dans lequel vous utilisez le
FreeStyle 5 est coupé, débranchez l’appareil et enlevez-le duvéhicule. Ne laissez pas le FreeStyle 5 dans une automobile
surchauffée ou dans tout autre environnement du même typequi soit soumis à une température trop élevée ou trop basse.
Mettre en marche ou entreposer l'appareil au-delà du seuilnormal de température peuvent affecter négativement lefonctionnement du FreeStyle 5. (Se reporter à la section
Caractéristiques techniques du présent manuel.)
Si le FreeStyle 5 a été entreposé pendant une longue période
en dehors de sa plage de températures normales d'utilisation,
vous devez permettre à l'appareil de retrouver sa températurenormale de fonctionnement avant de l'e mettre en marche. (sereporter à la section Caractéristiques techniques du présent
manuel.)Il est très important de sélectionner correctement le débit
d’oxygène qui vous a été prescrit. Ne procédez à toutemodification du réglage du débit que sur recommandation devotre médecin.
Remplacer régulièrement la canule jetable suivant les
recommandations de votre fabricant ou de votre fournisseur.
Les fournitures supplémentaires sont disponibles auprès devotre fournisseur de matériel.

Ne pas positionner le concentrateur de manière à rendre
difficile l'accès au cordon d'alimentation.

Le concentrateur doit être placé à l'abri des polluants et desfumées.

Mn167-1 rev. D

FR-8

FreeStyle™ 5

FR

Le tube de la canule ne doit pas être noué et peut avoir une
longueur totale maximale de 7,6 m.

S'assurer que la canule soit entièrement insérée et sécurisée.
Ceci permet au FreeStyle 5 de bien détecter l'inspiration pour ladiffusion de l'oxygène.

Le rangement de FreeStyle 5 pendant de longues périodes à dehautes températures, qu'elle soit pleinement chargée ou
entièrement épuisée, peut écourter sa durée de vie.

Selon la température de la batterie de FreeStyle 5, le cycle decharge peut prendre plusieurs minutes après la mise soustension. C'est une situation normale qui assure une charge sansdanger.

La batterie du FreeStyle 5 n'a pas besoin d'être complètement
déchargée pour être remise à la charge. Il est recommandé derecharger le FreeStyle 5 après chaque utilisation.

Une fois l'unité branchée, le chargement peut prendre quelques
minutes pour se déclencher en fonction de la température defonctionnement interne de la batterie. C'est une situation
normale qui assure une recharge sans danger. Cette situation
arrive davantage lorsque la batterie est complètement
déchargée.

Une fois connectée au courant CA ou CC, la batterie de l'unité
se recharge jusqu'à sa capacité totale, qu'il soit enfonctionnement ou éteint.

Mn167-1 rev. D

FR-9

FreeStyle™ 5

FR

Si la batterie interne se décharge complètement et que le
FreeStyle 5 s'éteint, l'unité ne peut pas être remise en marche
avec l'AirBelt. Dans ce cas, connectez votre FreeStyle 5 à laprise de courant continu ou alternatif pendant une courte durée
pour donner assez d'énergie à la batterie interne pour démarrer
l'unité. L'AirBelt peut dès lors être connecté pour fournir une
durée de fonctionnement supplémentaire.

Si l’adaptateur du FreeStyle 5 restait branché alors que labatterie interne serait entièrement chargée, les quatre diodes
DEL s'éteigneraient au bout d'environ deux heures et demi.

Il peut être nécessaire de brancher d'abord le FreeStyle 5 à une
prise de courant continu ou alternatif avant que l'unité
fonctionne pour la première fois sur batterie. Votre fournisseurde matériel peut avoir déjà suivi cette étape pour vous.

Utiliser uniquement la pièce AirSep n FI194-1 comme filtred'entrée d'air pour cet appareil.

Ne pas faire fonctionner le FreeStyle 5 sans avoir mis en placele filtre d’entrée d’air. Si un second filtre est fourni, mettre enplace le filtre « de remplacement » avant de nettoyer le filtre
sale.

AirSep déconseille la stérilisation de cet appareil.

Ne tentez aucune procédure d’entretien autre que les solutions
possibles énumérées dans le présent manuel.

Mn167-1 rev. D

FR-10

FreeStyle™ 5

FRLes équipements portables et mobiles de communication RF
peuvent nuire aux dispositifs electro-médicaux.

La batterie lithium-ion rechargeable utilisée dans le FreeStyle 5
ne doit pas nécessairement être entièrement épuisée pour êtrerechargée. Il est recommandé de recharger la batterie quel que
soit son niveau de charge après utilisation.
La batterie se recharge même lorsque l'unité n'est pas en marche
tout comme lorsqu'elle fonctionne à partir de la prised'alimentation CA ou CC.
Les batteries au lithium peuvent en permanence perdre de leurcapacité si elles sont exposées à de fortes températures avec
des batteries complètement chargées ou épuisées. Pour unentreposage de longue durée, il est conseillé de charger lesbatteries entre 25 % et 50 % et les mettre dans une plage detempérature de 23 °C ± 2 °C.
L'inscription « Interdit de fumer – utilisation d'oxygène » doitêtre bien mise en évidence dans la pièce ou dans le milieu oùl'oxygène est utilisé. Les patients et leurs soignants doiventêtre informés des dangers de la consommation de cigarette enprésence d'oxygène médical ou lorsqu'on utilise ce dernier.

Mn167-1 rev. D

FR-11

FreeStyle™ 5

FRConsignes de sécurité importantes pour la batteriefacultative AirBelt
Une mauvaise utilisation d'AirBelt peut entraîner lesurchauffement de la batterie, son inflammation et peut mêmecauser des blessures graves. Ne pas percer, frapper,
piétiner,faire tomber la batterie ou soumettre la batterie à desimpacts ou à des chocs violents.

Remettre en place le capuchon de sécurité sur le cordon de labatterie AirBelt lorsque celle-ci n'est pas utilisée.

Ne pas tenter de recharger la batterie AirBelt avec le bloc
d'alimentation du FreeStyle 5, pour ne pas l'endommager.
Pour recharger l'AirBelt, utiliser exclusivement le bloc
d'alimentation AirBelt fourni.
Selon la température de l'AirBelt, le cycle de recharge peut
prendre plusieurs minutes à commencer après la mise soustension. C'est une situation normale qui assure une rechargesans danger.

La batterie AirBelt ne doit pas être complètement déchargée
pour être remise à la charge. Il est recommandé de recharger
l'AirBelt après chaque utilisation.

Les batteries en lithium peuvent en permanence perdre de lacapacité si elles sont exposées à de fortes températures avec
des batteries complètement chargées ou épuisées. Pour unentreposage de longue durée, il est conseillé de charger lesbatteries entre 25 % et 50 % et les mettre dans une plage detempérature de 23 °C ± 2 °C.

Mn167-1 rev. D

FR-12

FreeStyle™ 5

FR[Lire la section Consignes de sécurité importantes avant de mettre cetappareil en fonctionnement.]

Débuter avec concentrateur d’oxygène portable FreeStyle 5
L'emballage du FreeStyle 5 contient les éléments ci-après tels que présentés dansles Figures 1 à 3. Si l'un de ces éléments est manquant, contactez le fournisseurde votre matériel.
••••

Concentrateur d’oxygène portable FreeStyle 5 avec sac de transport.
Manuel du patient (absent des illustrations)
Source d'alimentation CA (100-240 volts, 50/60 Hz) avec cordon
d'alimentation.
Alimentation électrique CC pour véhicule automobile

Figure 1 : Unité FreeStyle 5

Mn167-1 rev. D

FR-13

FreeStyle™ 5

FR

Figure 2 : Source/Cordon d'alimentaion CA FreeStyle 5

Figure 3 : Alimentation CC FreeStyle 5

Il se peut que la boîte contienne également une AirBelt disponible en option, pourallonger la durée de vie de la batterie. L’emballage de l' AirBelt comprend leséléments suivants (voir la Figure 4 ci-dessous) :••Ceinture pour batterie AirBelt
Source d'alimentation CA (100-240 volts, 50/60 Hz) avec cordon
d'alimentation.
Une mauvaise utilisation de la batterie FreeStyle 5 peutcauser son surchauffement, son inflammation et peut mêmecauser des blessures graves. Ne pas percer, frapper, piétiner,
faire tomber la batterie ni soumettre la batterie à des impacts
ou à des chocs violents.

Mn167-1 rev. D

FR-14

FreeStyle™ 5

FR

Tous les Avertissements, Mises en gardes et Notes doivent être lus avant
de procéder à l'utilisation de votre matériel.
Référez-vous à la page 9 sous « Consignes de sécurité importantes pourla batterie de remplacement AirBelt. »Les autres accessoires optionnels incluent un harnais pour facilement convertir lesac de transport du FreeStyle 5 en un sac à dos (numéro de référence MI284-1)
tel que présenté dans la Figure 5. Le FreeStyle 5 peut également être porté à laceinture si on le veut, ceci en alimentant l'AirBelt ou toute autre ceinture que vous
portez à travers les passants qui se trouvent sur le sac de transport du FreeStyle
5. (Voir Figure 6.) Le sac d'accessoires optionnel (numéro de référence MI286-1)
facilite davantage le déplacement en toute convenance lorsque vous transportez
les accessoires électriques, les AirBelts optionnels ou le harnais.

Figure 4 : AirBelt et alimentation CC/cordon d'alimentation

Mn167-1 rev. D

FR-15

FreeStyle™ 5

FR

Figure 5 : FreeStyle 5 porté en sac à dos

Figure 6 : Freestyle 5 porté à la ceinture.

Remettre en place le capuchon de sécurité sur le cordon de labatterie AirBelt lorsque celle-ci n'est pas utilisée.
Avant d'utiliser le FreeStyle 5 pour la première fois, veuillez vous familiariser avec
ses principaux composants. Ils sont indiqués dans les figures suivantes et abordés
dans le présent manuel.

Mn167-1 rev. D

FR-16

FreeStyle™ 5

FRChargement de la batterieS’assurer que la batterie de votre appareil est entièrement chargée avant la toutepremière utilisation en autonomie et avant toute utilisation ultérieure du FreeStyle
5. Pour vérifier le niveau de charge de la batterie interne, appuyer sur le bouton
BATT du clavier numérique du FreeStyle 5. La ou les diodes électroluminescentes
DEL indicatrices de la batterie, situées au-dessus du bouton BATT (batterie),
indiquent le niveau de charge de la batterie sur une échelle allant de 25 % à 100%. Remarque : La batterie interne se recharge chaque fois que l'appareil est
branché sur une source de courant CA ou CC. Pour recharger la batterie interne
du freeStyle 5, il suffit de connecter son adaptateur d'alimentation CA ou CC surla prise d'alimentation de l'unité. (comme illustré sur la Figure 7) Vérifier que lecordon d'alimentation soit correctement aligné avec la prise. Pour ce faire, vérifier
le raccord en D du câble d'alimentation et de la prise d'alimentation de l'unité
FreeStyle 5. Ils doivent être correctement alignés et lorsque vous débranchez lecâble d'alimentation, vous devez appuyer sur le bouton de déclenchement pourl'enlever du FreeStyle 5. Ceci permet de s'assurer que ni l'unité ni les accessoiresde branchement ne soient endommagés.

Appuyer sur lebouton pourretirer le câbled'alimentation.

Prised'alimentation du
FreeStyle 5

Figure 7 : Recharge de la batterie interne

AirBelt facultative
Vous pouvez acheter une batterie AirBelt facultative pour une utilisation prolongée
Mn167-1 rev. D

FR-17

FreeStyle™ 5

FR

du FreeStyle 5.
L'AirBelt facultative (Figure 9) peut alimenter le FreeStyle 5 jusqu'à 7 heures.
Avant d'utiliser l'AirBelt, vérifiez qu'elle est suffisamment chargée. Il faut environ
trois heures pour la recharger complètement.
L'Airbelt est dotée d'une jauge de batterie qui indique le niveau de charge de labatterie (25 à 100 %). Pour vérifier le niveau de charge, appuyez sur le bouton duclavier numérique de l'Airbelt. Les indicateurs de jauge de la batterie s'allument
pour indiquer le niveau de charge (25-100%).

Figure 8 : Recharge de la batterie Airbelt

Chargement de la batterie facultative AirBelt
Rechargerla batterie AirBelt pour une utilisation prolongée :1) Enlever le capuchon de protection placé sur l'extrémité du cordon del'AirBelt (voir figure 4).
2) Branchez le bloc d'alimentation CA/CC (inclus dans le kit d'accessoires
AirBelt) sur l'extrémité du cordon d'alimentation de la batterie AirBelt,
tel qu'illustré à la figure 9.
3) Branchez le bloc d'alimentation de l'AirBelt sur une prise de courant CA
pour le rechargement.

Mn167-1 rev. D

FR-18

FreeStyle™ 5

FRAirBelt

Branchement du cordon de labatterie AirBelt sur le cordon
du bloc d'alimentation

Bloc d'alimentation CA/CC
PW009-2
Bloc d'alimentation
CA/CC d'AirBelt

Figure 9 : Préparation de la mise en charge de la batterie AirBelt

•
•
•
•

Il faut environ trois heures pour recharger entièrement la batterie AirBelt du
freeStyle 5 après épuisement total de celle-ci.
Lorsque vous rechargez une batterie complètement épuisée, la DEL continue
de clignoter jusqu'à ce que la capacité atteigne 25 %. Le voyant DEL cesse
alors de clignoter et reste allumé.
Chacune des quatre diodes, représentant les degrés de charge de25 à 100 %, clignote comme indiqué plus haut, puis reste allumée en continu
lorsque la batterie atteint sa capacité maximale.
Une fois que les quatre diodes sont allumées en continu, la batterie est
complètement chargée et les diodes restent allumées un certain temps avant
de s'éteindre.
Les batteries au lithium peuvent en permanence perdre de leurcapacité si elles sont exposées à de fortes températures avec desbatteries complètement chargées ou épuisées. Pour unentreposage de longue durée, il est conseillé de charger lesbatteries entre 25 % et 50 % et de les conserver dans une plagede température de 23 °C ± 2 °C.

Selon la température de l'AirBelt, le cycle de recharge peut
prendre plusieurs minutes après la mise sous tension. C'est une
situation normale qui assure une recharge sans danger.

Mn167-1 rev. D

FR-19

FreeStyle™ 5FR

La batterie de l'AirBelt n'a pas besoin d'être complètement
déchargée pour être remise à la charge. Il est recommandé derecharger l'AirBelt après chaque utilisation.

----[Lire la section Consignes de sécurité importantes avant
de mettre cet appareil en fonctionnement.]----

Canule nasale
L’oxygène est délivré à l’utilisateur depuis le FreeStyle 5 via une canule nasale etun tube. Le tube est branché sur l'orifice de sortie d'oxygène de l’appareil(voir figure 10).

Figure 10 : Branchement de la canule sur l'orifice d'oxygène FreeStyle 5

AirSep recommande une canule nasale munie d'une tubulure de 2,10 m (référence
AirSep CU002-1). Des tubes d'autres longueurs peuvent être utilisés, y compris lacanule nasale, la longueur maximale étant de 7,60 m.
Remplacer régulièrement la canule jetable dans le cadre d'une
utilisation normale. Les fournitures supplémentaires sontdisponibles auprès de votre fournisseur de matériel.

Le tube de la canule doit être résistant à la torsion et peut avoir
une longueur totale maximale de 7,6 m.

Mn167-1 rev. D

FR-20

FreeStyle™ 5

FRSuivez en permanence les instructions du fabricant de la canulepour une utilisation appropriée. Consultez votre prestataire desoins pour déterminer la fréquence avec laquelle la canule doitêtre remplacée.

S'assurer que la canule est entièrement insérée et sécurisée.
Ceci permet au FreeStyle 5 de détecter de manière appropriéel'inspiration en vue de la diffusion de l'oxygène.

Composants de l’appareil FreeStyle 5

Poignée
Orifice de sortied’oxygène
Sortie d’air

Sortie d’air

Connecteurs d'alimentationd'entréeAdmissiond’air/Couvercle-filtre

Figure 11 : Vues extérieure et avant du FreeStyle 5

Mn167-1 rev. D

FR-21

FreeStyle™ 5

FR

Protection
anti-poussière
Indicateurd'alarme

Indicateur(s) du flux depulsations
Indicateurs de niveau
de la batterie

Bouton(s) deréglage du débit

Bouton de batterie(interne)
BoutonFigure 12 : Détail du pavé numérique et des indicateurs lumineux

Étiquette/instructions
destinées au patient

Figure 13 : Vues extérieure et avant du FreeStyle 5

Une fois familiarisé(e) avec les composants du FreeStyle 5, consultez les
instructions en page suivante pour faire fonctionner l’appareil FreeStyle 5.

Mn167-1 rev. D

FR-22

FreeStyle™ 5

FR[Lire la section Consignes de sécurité importantes avant de mettre cetappareil en fonctionnement.]

Instructions d’utilisation
1.

Positionner le FreeStyle 5 de telle sorte que les entrées d’air et lessorties d'air ne soient pas obstruées.

2.

Mettre l’appareil sous tension via (a) la batterie interne ; (b) la ceinture AirBelt: (c) une prise CC (d'une voiture ou d'un bateau à moteur) ; ou (d) une prise
CA (une prise de courant normale à domicile). (se reporterà la section «Alimentation électrique » du présent Manuel du patient.)
Ne pas utiliser de l'huile, ni de graisse ou de produits à basede pétrole ou tout autre produit inflammable avec lesaccessoires transportant l'oxygène ou le FreeStyle 5. Seules
les lotions ou les pommades à base d'eau ou compatibles
avec l'oxygène doivent être utilisées. L'oxygène accélère la
combustion des substances inflammables.

Ne pas chauffer à plus de 60 °C

Il peut être nécessaire de connecter d'abord le bloc d'alimentation
continu ou alternatif du FreeStyle 5 avant que le dispositif
actionne pour la première fois la batterie. Votre fournisseur dematériel peut avoir déjà suivi cette étape pour vous.
1.
2.
3.

4.

5.

Brancher la canule sur la la sortie d'oxygène.
Soulever la protection anti-poussière de l’appareil.
Mettre en marche l’appareil FreeStyle 5 en appuyant sur le bouton 1, 2,
3, 4 ou 5 du pavé numérique pour obtenir le débit en litres prescrit par
votre médecin. Le voyant DEL vert s’allume au-dessus du bouton
sélectionné. Chaque fois que l’appareil FreeStyle 5 est mis en marche,
une brève alarme retentit. Ceci indique que le FreeStyle 5 est en marche
et prêt à être utilisé.
Pour modifier le réglage du débit, appuyer sur le bouton qui convient.
Il est normal que vous entendiez un son différent lorsque vous changez
de réglages.
Pour éteindre le FreeStyle 5, appuyer sur le bouton correspondant au
voyant DEL allumé du réglage du débit.

Mn167-1 rev. D

FR-23

FreeStyle™ 5

FR

Lorsque le FreeStyle 5 détecte la présence d’une inhalation, l’oxygène vous est
transmis via la canule.
Après la mise en marche du FreeStyle 5, la durée requise pour parvenir à uneconcentration d’oxygène maximale est d’environ deux minutes.

[Lire la section Consignes de sécurité importantes avant de mettre cetappareil en fonctionnement.]

Alimentation électrique
Le FreeStyle 5 peut s’alimenter de quatre façons différentes à savoir : par sa
batterie interne, par une alimentation électrique CA, par une alimentationélectrique CC ou par la ceinture facultative AirBelt conjointement avec la batterieinterne de l’appareil.
1.

2.

3.

Batterie interne : Chaque appareil FreeStyle 5 est muni d’une batterierechargeable interne. Une fois qu'elle est totalement chargée, elle
alimente en électricité l’unité FreeStyle 5 pendant environ trois heures.
Une alarme retentit lorsque l’alimentation électrique de la batterie est
faible. L’alarme est décrite dans la section Alarme/Voyants lumineux duprésent manuel.
Chargement de la batterie : Pour charger la batterie interne, brancher
le FreeStyle 5, soit sur l’adaptateur CA et sur une prise électrique CA de100 à 240 volts, 50-60Hz, soit sur une prise électrique CC dans unvéhicule automobile (bateau, mobile-home, etc.). Une batterie épuiséenécessite environ 3 heures et 15 minutes pour se recharger
complètement. Il est conseillé de recharger la batterie aussi souvent que
possible, même si elle n’a pas été entièrement épuisée.
Prise de courant alternatif : Une alimentation électrique CA permet deconnecter le FreeStyle 5 à une prise de 100 à 250 volts, 50 à 60 Hz.
L’adaptateur convertit le CA 100 à 240 volts en alimentation CC pour le
FreeStyle 5. Lorsque le FreeStyle 5 fonctionne avec un adaptateur CA,
l’alimentation provenant de la prise CA alimente l’unité et recharge
simultanément la batterie FreeStyle 5.
Prise CC : Un adaptateur CC peut raccorder l’appareil FreeStyle 5 à laprise CC 12 volts d’un véhicule automobile (ou d'un bateau, mobilehome, etc.). Lorsque le FreeStyle 5 est branché à la prise CC d'une
automobile, l’alimentation de la batterie automobile alimente l’appareil
FreeStyle 5 tout en rechargeant simultanément sa batterie.

Mn167-1 rev. D

FR-24

FreeStyle™ 5

4.

FR

AirBelt supplementaire (Ceinture de batterie externe) : Le FreeStyle
5 peut également être alimenté par une ceinture de batterie externe.
Cette ceinture peut se porter au niveau d’une ceinture normale. Utilisée
conjointement avec la batterie interne entièrement chargée, la ceinture
AirBelt permet d'alimenter le FreeStyle pendant une durée maximale de7 heures. La ceinture se branche sur la prise d'alimentation du FreeStyle
5. Pour recharger la batterie de la ceinture, il suffit de la brancher sur sa
propre alimentation électrique en courant alternatif.
Utiliser une batterie AirBelt conjointement avec une batterie interne
chargée, la batterie interne du FreeStyle se déchargera avant l'Airbelt.
L'AirBelt doit être connectée au FreeStyle 5 avant que la batterie interne
du FreeStyle 5 se décharge. Observer et connecter l'AirBelt au FreeStyle
5 avant que sa batterie interne se décharge à 25 % ou moins.
Si la batterie interne se décharge complètement et que le
FreeStyle 5 s'éteint, le dispositif ne peut pas être rallumé avecl'AirBelt. Dans ce cas, connectez votre FreeStyle 5 à l'adaptateurde courant continu ou alternatif pendant une courte durée pourdonner assez d'énergie à la batterie interne pour mattre en marche
le dispositif. L'AirBelt peut dès lors être connectée pour fournir une
durée de fonctionnement supplémentaire.

FiltresL’air entre dans le FreeStyle 5 par le filtre d’admission d’air placé en bas à l’avant
du concentrateur d’oxygène. (Voir Figures 14 et 15.) Ce filtre empêche lapoussière et autres grosses particules présentes dans l’air de pénétrer dansl’appareil. Avant de faire fonctionner le FreeStyle 5, vérifier que le filtre est propre
et bien en place. (voir la section Nettoyage, entretien et maintenancecorrecte/Filtres/Filtre d'admission d'air du présent manuel)Mn167-1 rev. D

FR-25

FreeStyle™ 5

FR

Figure 14 : Enlèvement du cache du filtre d'admission d'air

Figure 15 : Enlèvement du filtre du cache

Ne pas faire fonctionner le FreeStyle 5 sans avoir mis en placele filtre d’admission d’air. Si un second filtre est fourni, mettre enplace le filtre « de remplacement » avant de nettoyer le filtre
sale.

Utiliser uniquement la pièce AirSep n FI194-1 comme filtred'admission d'air de cet appareil.

Mn167-1 rev. D

FR-26

FreeStyle™ 5

FRParamétrés du sélecteur de débit
Le FreeStyle 5 est muni de cinq réglages de débit : 1, 2, 3, 4 et 5 qui fournissent desdébits de 1 à 5 l/min d'oxygène. Soulever la protection anti-poussière du pavénumérique de l’appareil, puis appuyer sur le bouton 1, 2, 3, 4 ou 5 correspondant audébit d’oxygène prescrit par votre médecin. (Voir Figures 16 et 17.)

Figure 16 : Soulever la protection anti-poussière du pavé numérique

Figure 17 : Appui sur le bouton de réglage du débit

Mn167-1 rev. D

FR-27

FreeStyle™ 5

FR

Il est très important de sélectionner correctement le débit
d’oxygène qui vous a été prescrit. Ne procédez à toutemodification du réglage du débit que sur recommandation devotre médecin.

Alarme/Voyants lumineux
Lorsque l’appareil FreeStyle 5 détecte l’inhalation, une impulsion d’oxygène est
transmise via la canule nasale. Le voyant vert du panneau de commande clignotechaque fois qu'une respiration est détectée.
De plus, lorsque l’appareil est en marche et a été rechargé à la fois via l’adaptateur
CA ou CC, les indicateurs de charge de la batterie du FreeStyle 5 indiquent leniveau de charge de la batterie (entre 25 % et 100 % de charge) et restent allumés
pendant 2 ½ heures environ après la fin du rechargement.
Une alarme retentit si la batterie du FreeStyle 5 est épuisée, si la canule est
débranchée ou si les performances de l’appareil n’entrent pas dans le cadre desspécifications. Les états correspondants aux voyants et aux alarmes sontexpliqués en détail ci-dessous et synthétisés dans le tableau situé plus bas danscette section du manuel.
En cas de déclenchement d'une alarme ou si vous constatez
que FreeStyle 5 ne fonctionne pas normalement, consulter lasection Dépannage du présent manuel. Si vous ne pouvez
pas résoudre le problème, référez-vous à votre fournisseur.

Si vous vous sentez mal ou en cas d'urgence médicale,sollicitez immédiatement une assistance médicale.

••

Mise en marche
Une alarme brève retentit au démarrage. Le FreeStyle 5 commenceà fonctionner dès que le signal sonore s’arrête.
Batterie faible
Lorsque la puissance de la batterie devient niveau faible, une alarme brève
retentit par intermittence et le voyant jaune BATT (de batterie à 25 %)s’allume également par intermittence. Lorsque ce cas de figure se produit,
brancher le FreeStyle 5 sur une source d'alimentation CC ou CA ou bien
recourir à une autre source d’oxygène dans les deux minutes qui suivent.
Lorsque le FreeStyle 5 est branché à une prise CC ou à une prise CA,
l’appareil FreeStyle 5 s’alimente tout en rechargeant simultanément sa

Mn167-1 rev. D

FR-28

FreeStyle™ 5

•

•

•

FR

batterie. Le niveau de charge de la batterie s’affiche par le biais desindicateurs de charge de la batterie.
Canule débranchée
Lorsque l'unité FreeStyle 5 est en marche et ne détecte aucune inspiration,
un signal sonore continu se met à retentir et le voyant lumineux jauned'alarme s'allume au bout de 15 minutes. Dans ce cas, vérifiez lebranchement de la canule à l’appareil FreeStyle 5, puis assurez-vous quela canule nasale est positionnée correctement sur votre visage et que vous
respirez bien par le nez. (votre médecin peut vous conseiller l’emploi d’une
jugulaire, si besoin est). Si l’alarme continue de retentir, recourez à une
autre source d’alimentation en oxygène et contactez votre fournisseurd’équipement.
Capacité du Freestyle 5 dépassée
Si votre rythme respiratoire entraîne un dépassement de la capacité du
FreeStyle 5, une alarme rapide retentit toutes les demi-secondes et levoyant lumineux jaune s’éclaire par intermittence. Dans ces conditions, letaux de respiration du Freestyle 5 est hors des limites de spécification. Vous
devez alors réduire votre activité physique, redémarrer l'alarme enéteignant et rallumant l'unité, et si nécessaire passer à une autre sourced'oxygène disponible et contacter votre fournisseur.
Dysfonctionnement général
Si le FreeStyle 5 présente un dysfonctionnement général, une alarme
rapide retentit chaque demi-seconde et le voyant clignote en rouge et encontinu. Dans ce cas, la concentration de l’oxygène fourni par le FreeStyle
5 est en dessous des spécifications de l’appareil. Passez à une autre
source d'oxygène et contactez le fournisseur de votre matériel.
Cet appareil ne doit pas être utilisé à des fins de réanimation.
Les personnes âgées, enfants ou tout autre patient incapablede signaler un malaise lorsqu'ils utilisent cet équipement
peuvent avoir besoin d'une assistance supplémentaire. Lespatients présentant une insuffisance auditive ou visuelle
peuvent avoir besoin d’assistance en ce qui concerne lesalarmes de contrôle.

Mn167-1 rev. D

FR-29

FreeStyle™ 5

FRComment interpréter les voyants lumineux et les
alarmes FreeStyle 5
État

AlarmesonoreVoyantIndication

Indicateur

Bref, continu,
au démarrage

Impulsion(verte) ; voyant
continu

Le FreeStyle 5 a été Votre appareil
mis en marche.
FreeStyle 5 est prêt à
l’emploi.

Indicateur

Non

Impulsion(verte) ; voyant
intermittent

Le FreeStyle 5 livre
de l’oxygène sous
forme d'mpulsions.

Continuer à utiliser le
FreeStyle 5
normalement.

Indicateur

Non

Indicateur deniveauNiveau de charge
de la batterie.

Recharger la batteriecomme indiqué.

AlarmeAlarmecontinue :Bip

Alarme (jaune) ; Aucune respiration
voyant continu
détectée parl’appareil pendantune période detemps
prédéterminée.

Vérifier le branchement
de la canule. Assurezvous que vous respirez
bien par le nez. Si
l’alarme persiste,contacter votre
fournisseur de matériel.

AlarmeIntermittente :BipVoyant (jaune)
BATT (batterieà 25 %) ;clignotementparintermittence del'indicateur debatterie

Brancherimmédiatement
l’appareil FreeStyle 5
sur une prise CC ou
sur une prise CA.

AlarmeIntermittente :Bip, bip

Voyant (jaune)Arrêt de la batterie
BATT (batteriedue à la baisse deà 25 %) ;la tension.
clignotementparintermittence del'indicateur debatterie

Mn167-1 rev. D

La tension de labatterie est trop
faible pour fairefonctionner le
FreeStyle 5.

ActionBrancherimmédiatement
l’appareil FreeStyle 5
sur une prise CC ou
sur une prise CA.

FR-30

FreeStyle™ 5

FR

AlarmeAlarmeintermittente
rapide :Bip, bip, bip...

Alarme (jaune) ;voyantintermittent

Le rythme
respiratoire
dépasse la capacitéde l’appareil
FreeStyle 5.

Réduire l'activité et si
nécessaire utiliser une
autre source d'oxygène
disponible. Contacter
votre fournisseur dematériel.

AlarmeAlarmeintermittente
rapide :Bip, bip, bip...

Alarme (rouge); voyant continu

Il s’est produit un
dysfonctionnement
général de l’appareil
FreeStyle 5.

Éteindre l’appareil.
Recourir à une autre
sourced’approvisionnement
en oxygène etcontacter votre
fournisseur de matériel.

Affichage double :Alarme (jaune)
Dysfonctionnement général(rouge)Figure 16 : Indicateur d'alarmesMn167-1 rev. D

FR-31

FreeStyle™ 5

FR

Nettoyage, entretien et maintenance correcteBoîtierÉteindre l’appareil FreeStyle 5 et débrancher le cordon
d’alimentation de l'appareil avant de nettoyer le boîtier.

Ne pas utiliser de liquide directement sur l’unité FreeStyle 5 pourla nettoyer. Selon les spécifications du fabricant de plastique, laliste des produits chimiques à éviter inclut les suivants : l'alcool
et les produits à base d’alcool, les produits à base de chlore
concentré (chlorure d’éthylène) et les produits à base d’huile(Pine-Sol, Lestoil). Ne PAS utiliser ces produits pour le nettoyage
du boîtier en plastique du FreeStyle 5, car ils risquent del'endommager.
Remplacer régulièrement la canule jetable suivant les
recommandations de votre fabricant ou de votre fournisseur.
Les fournitures supplémentaires sont disponibles auprès devotre fournisseur de matériel.
Veillez à la propreté du FreeStyle 5 et évitez la présence detoute poussière ou moisissure. Nettoyer périodiquement le boîtier
en plastique de l’appareil à l’aide d’un chiffon non pelucheux ou
d’un nettoyant ménager doux, appliqué à l’aide d’un chiffon
humide ou d’une éponge. Inspecter tout particulièrement la sortied'oxygène pour raccordement de la canule pour s'assurer qu’elle
ne contient pas de poussière, d’eau ou autres particules.

Pour éviter tout risque de voir la garantie AirSep invalidée,
respectez l’ensemble des instructions du fabricant.

Mn167-1 rev. D

FR-32

FreeStyle™ 5

FR

FiltreFiltre d’admission d’air
Au moins une fois par semaine, il faut enlever le cache situé en bas à l’avant del’appareil et laver le filtre d’admission d’air situé à l’intérieur. (se reporter à la section
filtre du présent manuel) Votre fournisseur de matériel peut vous conseiller deprocéder à un nettoyage plus fréquent en fonction de vos conditions d’utilisation.
Pour nettoyer le filtre d’admission d’air, suivre la procédure suivante :1.

Enlever le filtre du cache et le laver dans une solution d’eau
savonneuse tiède.

2.

Rincer soigneusement le filtre et enlever l’excédent d’eau à l’aide d’unchiffon absorbant doux. Vérifier que le filtre est complètement sec avantde le remettre en place.

3.

Remettre le filtre sec en place.
Ne pas faire fonctionner le FreeStyle 5 sans avoir mis en place lefiltre d’admission d’air. Si un second filtre est fourni, mettre en placele filtre « de remplacement » avant de nettoyer le filtre sale.

AirSep déconseille la stérilisation de cet appareil.

Sac de transport
Pour nettoyer le sac de transport et la lanière, brosser uniquement avec de l’eausavonneuse (ne pas saturer le sac), puis le laisser sécher à l’air libre. Ne pas laverou sécher le sac en machine.

Accessoires du FreeStyle 5
Outre canule nasale, AirSep vous conseille de n'employer avec le FreeStyle 5 queles accessoires qui figurent dans la liste ci-dessous et que vous aura fournis votre
fournisseur de matériel. L’utilisation d’accessoires ne figurant pas dans la liste cidessous est susceptible d’affecter les performances ou la sécurité duconcentrateur d’oxygène portable FreeStyle 5.
N de référence / description
Mn167-1 rev. D

FR-33

FreeStyle™ 5

FR

PW021-1 Alimentation CA (cordon PW021 longueur 1,4 m) avec CD023-1
câble d'alimentation 120 V CA (2,4 m)
PW021-2 Alimentation CA avec CD017-2 cordon d'alimentation Euro (2,5 m)
PW021-3 Alimentation CA avec CD025-1 cordon d'alimentation australien (2,6m)
PW021-4 Alimentation CA avec CD017-4 cordon d'alimentation GB (2,5 m)
PW024-1 Alimentation CC comprenant un cordon d'alimentation(longueur cordon de l'adaptateur pour véhicule 1 m ; longueur du cordonélectrique 0,9 m)
BT017-1 Airbelt avec alimentation (BT017 longueur rallongée 1,2 m) avec
cordon électrique CD023-1 120 V CA (2,4 m)
BT021-2 AirBelt avec alimentation avec CD017-2 cordon d'alimentation Euro
(2,5 m)AirBelt BT017-3 avec alimentation avec CD025-1 cordon d'alimentation
australien (2,6 m)
AirBelt BT017-4 avec alimentation avec CD017-4 cordon d'alimentation GB(2,5 m)
MI194-1 Filtre d'admission d'air
MI 371-1 Sac de transport
MI284-1 Harnais d'épaules facultatif permettant de convertir le sac de transport
du FreeStyle 5 fourni en un sac à dos
MI240-2 Rallonge pour AirBelt
MI372-1 Sac porte tous accessoires
MI378-1 Chariot de transport
L'utilisation de câbles et d'adaptateurs autres que ceux
recommandés, à l'exception des câbles et d'adaptateurscommercialisés par le fabricant de matériel électro-médical
comme pièces internes de rechange peut entraîner une
augmentation des émissions de faible résistance du FreeStyle
5.

Mn167-1 rev. D

FR-34

FreeStyle™ 5

FRMatériaux en contact direct ou indirect avec le patient
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Boîtier du concentrateur ..........................Valtra/ABS/polystyrène
Panneau de commande
du concentrateur .....................................Polyester EBG7 ou équivalent
Porte du panneau de commande ............Polycarbonate
Poignée du concentrateur .......................Polycarbonate
Sortie de gaz, Buse .................................Polycarbonate
Filtre d’admission d’air.............................Mousse, polyester
Étiquette de l'unité ...................................Lexan
Pieds de l'unité ........................................Polyuréthane
Câbles d'alimentation ..............................Polycarbonate/Chlorurede vinyleCordons d'alimentation ............................PVC, Métal
Alimentation électrique ............................Lexan 940 (Polycarbonate)
Sac de transport du concentrateur ..........Microfibre 100 % polyester
avec support PVC
Sac de transport de la batterie,ceinture et sangle
Microfibre 100 % polyester
avec support PVC
Chariot de transport.................................Plastique en polypropylène,
acier et aluminium
Emballage ...............................................Carton ondulé doublement
renforcéRéserve d’alimentation en oxygène
Votre fournisseur de matériel peut recommander une source d’alimentation en
oxygène de remplacement en cas de panne mécanique ou de coupure d’électricité.

Dépannage
Le produit FreeStyle 5 est conçu pour vous assurer des années d’utilisationsans panne.
Toutefois, si le concentrateur en oxygène portable FreeStyle 5 ne fonctionne pas
correctement, se reporter au tableau de détection des pannes ci-dessous, portant
sur les causes probables et les solutions à apporter, et si nécessaire consulter
votre fournisseur de matériel.

Ne tentez aucune procédure d’entretien autre que les solutions
possibles énumérées dans le présent manuel.

Mn167-1 rev. D

FR-35

FreeStyle™ 5

FR

Problème

Cause probable

Solution

Le FreeStyle 5 nefonctionne pas lorsquel’on appuie sur unbouton de sélection dedébit d'impulsion.

La batterie est
déchargée.

Mettre l’appareil soustension via l'adaptateur
CC ou CA.

Une alarme continue
retentit et le voyant
d’alarme (jaune) s’allume
par intermittence.

Le FreeStyle 5 n'a
Vérifier le branchementpas détecté dede la canule.
respiration pendant 15
Vérifier que le tube de la
minutes.
canule n’est pas tordu.

Il s’est produit un
dysfonctionnement.

Contactez votre
fournisseur d'équipement
ou recourez à une autre
source d'alimentation en
oxygène si nécessaire.

Assurez-vous que lacanule est bien en place
et que vous respirez parle nez. Pour une
respiration par la bouche,
votre médecin peut vousprescrire une
mentonnière.
Alarme intermittente et levoyant (jaune) s’allume
par intermittence.

La batterie a besoind’être rechargée.

Brancher l’appareil sur
un adaptatuer CC ou CA
dans les 2 minutes ou
brancher la ceinture
facultative AirBelt.

Alarme rapide, le voyant(jaune) s’allume parintermittence et le
FreeStyle 5 s’arrête.

La tension de labatterie est trop faible
pour faire fonctionner
le FreeStyle 5.

Branchez immédiatement
l'appareil sur l'adaptateur
CC ou CA.

L'alarme intermittenteretentit et le voyant(jaune) s’allume parintermittence.

Le rythme respiratoirea dépassé la capacité
du FreeStyle 5.

Réduire l'activité
physique, éteindre et
rallumer l'appareil.
Passez à une autre
source d'oxygène si
nécessaire et contactez
le fournisseur de votre
matériel.

Mn167-1 rev. D

FR-36

FreeStyle™ 5

FR

Problème

Cause probableL'alarme intermittente
rapide retentit et levoyant d’alarme (rouge)s’allume en continu.

Un dysfonctionnement Passez à une autre
général s'est produit.
source d'oxygène etcontactez le fournisseurde votre matériel.

L’appareil ne démarrepas quand il est alimenté
par la batterie.

L’appareil peutchauffer ou se
refroidir s’il est
emporté hors de lamaison (dans unvéhicule automobile,
par exemple).

Laisser le dispositif
atteindre la températurenormale defonctionnement, ce qui
dure quelques minutes
s'il est exposé à detempératures extrêmes.
Brancher provisoirementl’adaptateur CA ou CC
sur la prise d'alimentation
de l’appareil et sur une
source d’alimentation,
selon le besoin, pourréinitialiser la batterieinterne.

Retard de recharge de labatterie interne.

La batterie interne est
au-delà de latempérature decharge.

L'appareil peut être mis
en marche ; toutefois, il
se peut que lechargement de la batteriene reprenne que lorsquela batterie aura atteint
une températurenormale. (voir la section
charge de batterie.)

Mn167-1 rev. D

Solution

FR-37

FreeStyle™ 5

FR

Problème

Cause probable

Solution

L’alarme se met en
marche lorsque l’appareil
est branché sur la prise
CC d’un véhicule
automobile.

L’appareil ne peuts’alimenter si labatterie est épuisée etsi la prise CC ne
recharge pas labatterie.

Éteignez l'appareil.
Débranchez le bloc
d'alimentation CC de lasource de courant del'automobile, redémarrez
le moteur de l'automobile
puis rebranchez
l'adaptateur CC sur laprise CC de l'automobile
pour réinitialiser le bloc
d'alimentation CC.

Tout autre problème.

Mn167-1 rev. D

Passez à une autre
source d'oxygène etcontactez le fournisseurde votre matériel.

FR-38

FreeStyle™ 5

FRAccessoires FreeStyle 5
Concentration en
oxygène* :Réglages de l'impulsion 1 à 5 ; équivalent à un débit
continu de 90 % oxygène +5,5 / -3 %Dosage des pulsations:

Réglage 1 : 8,75 ml ± 15 %Réglage 2 : 17,5 ml ± 10 %Réglage 3 : 26,5 ml ± 10 %Réglage 4 : 35,0 ml ± 10 %Réglage 5 : 43,75 ml ± 10 %Dimensions :27,2 cm de hauteur x 16,80 cm de largeur x 11,2 cm
de profondeur

Poids :

2,8 kg ; AirBelt facultative 0,8 kg

Alimentation :Adaptateur CA : Entrée : 100-240 V AC, 50-60 Hz, 2
A | Tension de sortie : 15 V
Adaptateur CC : Entrée : 12-24 V CC, 15 A max |Tension de sortie : 15 V CC, 8 A max

Durée de vie de labatterie(Batterie au lithium
rechargeable)

5 LPM – 1 heure ; 4 LPM – 1 heure, 15 minutes ;3 LPM – 1 heure, 30 minutes ; 2 LPM – 2 heures ;1 LPM – 3 heures
AirBelt facultative employée conjointement avec labatterie interne :5 LPM – 2 heures, 30 minutes ; 4 LPM – 3 heures ;3 LPM – 3 heures, 30 minutes ;2 LPM – 4 heures, 30 minutes; 1 LPM – 7 heures

Temps derechargement de labatterie :3 heures 15 minutes ; AirBelt facultative : 3 heures

Temps de démarrage
initial2 minutes

Cycle de vie de labatterie :Environ 300 cycles de chargement, puis 80 % ou
moins de la capacité d’origine.

Mn167-1 rev. D

FR-39

FreeStyle™ 5

FR

Signaux sonores etindicateurs visuels
d'impulsion :Démarrage– sonore et visuel(indicateur lumineux
VERT) ;
Débit d'impulsion– visuel (indicateur
lumineux VERT) ;État de la batterie– niveau de la charge(indicateurs lumineux
VERTS) ;Batterie faible– sonore et visuel(indicateur lumineux
JAUNE) ;Extinction de la batterie– sonore et visuel(indicateur lumineux
JAUNE) ;Canule déconnectée– sonore et visuel(indicateur lumineux
JAUNE) ;Dépassement système– sonore et visuel(indicateur lumineux
JAUNE) ;Dysfonctionnement général – sonore et visuel(indicateur lumineux
ROUGE).

**Plage detempératures :Température de fonctionnement :5 °C à 40 °C(Jusqu'à 95 % de HR (sans condensation)
Température de stockage :-20 °C à 60 °C**Altitude defonctionnement
maximale :Jusqu'à 3 657,6 m. Des altitudes plus élevées
peuvent affecter négativement son fonctionnement*Sur la base d’une pression atmosphérique de 101 kPa à 21 °C (70 °F))**Le fonctionnement de l'appareil au-delà de ces recommandations peut limiter la capacité duconcentrateur à atteindre les recommandations de concentration en oxygène à des taux élevés.

Mn167-1 rev. D

FR-40

FreeStyle™ 5

FR« Suite des spécifications »Les appareils médicaux doivent être manipulés avec précaution pour ce qui est de
l'EMC et doivent être installés et mis en service
suivant les indications de l'EMC fournies dans cette section.
Directives et déclarationdufabricant ± immunité électromagnetique
Le FreeStyle 5 est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique ci-dessous. Le client ou
utilisateur du FreeStyle 5 doit s'assurer qu'il se situe dans un tel environnement.

Essai
d'IMMUNITÉ
Déchargeélectrostatique(DES)

Niveau IEC
60601

Taux deconformité±6 kV contact±6 kV contact±8 kV air

±8 kV airTransitoiresélectriques rapides
en salves±2 kV pour les lignes
d'alimentation±2 kV pour les lignes
d'alimentation

IEC 61000-4-4±1 kV pour les lignes
d'entrée/sortie

Sans objet

Surtension±1 kV tension
composée±1 kV tension
composéeIEC 61000-4-5±2 kV tension phaseterre±2 kV tension
phase-terre

Creux de tensions,brèves interruptions
et variations detension.

<5 % UT(>95 % creux UT)
pour 0,5 cycle<5 % UT(>95 % creux UT)
pour 0,5 cycle

40 % UT(60 % creux UT)
pour 5 cycles

40 % UT(60 % creux UT)
pour 5 cycles

70 % UT(30 % creux UT)
pour 25 cycles

70 % UT(30 % creux UT)
pour 25 cycles<5 % UT(>95 % creux UT)
pour 5s<5 % UT(>95 % creux UT)
pour 5s

3 A/m

3 A/m

Guide de l' ± Environnementélectromagnétiqueles sols doivent être en bois, en béton ou
en carreaux de céramique. Si le sol est
couvert de manière synthétique, l'humidité
relative doit être d'au moins 30 %.

IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-11

Champ magnétiqueà fréquenceindustrielle

Les principales qualités de l'énergie doiventêtre celles d'un environnement commercial
ou hospitalier typique.

Les principales qualités de l'énergie doiventêtre celles d'un environnement commercial
ou hospitalier typique.

Les principales qualités de l'alimentation
doivent être celles d'un environnement
commercial ou hospitalier typique. Si
l'utilisateur du FreeStyle 5 requiert une
utilisation continue pendant de grandes
coupures de courant, il est alors
recommandé que le FreeStyle 5 soit
alimenté à partir d'une alimentation sansinterruption ou d'une batterie.

Les champs magnétiques à fréquenceindustrielle doivent être aux caractéristiquesd'un lieu type dans un environnement
commercial ou hospitalier type.

IEC 61000-4-8
REMARQUE UT est la tension d'alimentation de secteur nécessaire pour la mise en route du test de niveau.

Mn167-1 rev. D

FR-41

FreeStyle™ 5

FR

Directives et déclaration du fabricant ± résistance électromagnétique
Le FreeStyle 5 est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique ci-dessous. Le client ou
utilisateur du FreeStyle 5 doit s'assurer qu'il se situe dans un tel environnement.

Test deRESISTANCE

Niveau 1 IEC
60601

Taux deconformité

Perturbations
conduites RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms150 kHzà 80 MHz

3 VrmsRayonnement RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHzà 2.5 GHz

3 V/mGuide de l' ± EnvironnementélectromagnétiqueLes équipements portables de communication RF nedoivent pas être utilisés au voisinage immédiat detous les composants du FreeStyle 5, y compris lescâbles, en deçà de la distance recommandéecalculée par l'équation relative à la fréquence del'émetteur.
Distance de séparation recommandée
D= 1,2 x √P

D= 1,2 x √P de 80 MHz à 800 MHz
D= 2,3 x √P de 800 MHz à 2,5 GHzoùPest le courant admissible maximal de sortie del'émetteur en watts (W) d'après le fabricant del'émetteur etdla distance de séparation recommandée
en mètres (m).
Les intensités des champs émis par les émetteurs RF
fixes, tels que déterminés par un technicien d'étude
de terrain doivent être en deçà du taux de conformitéde chaque plage de fréquence. b
Des interférences peuvent être observées au
voisinage d'un équipement repéré par le symbole
suivant :REMARQUE 1 : Entre 80 MHz et 800 MHz, la plus grande fréquence est appliquée.
REMARQUE 2 : Ces directives peuvent ne pas être applicables à toutes les situations. La propagationélectromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion de structures, d'objets et de personnes.
a. Les intensités des champs émis par les émetteurs fixes, tels que les stations de base pour téléphones(cellulaire/sans fil) et radios mobiles terrestres, radios amateur, la radiodiffusion AM et FM ainsi que latélédiffusion ne peuvent pas être prédits avec exactitude. Pour évaluer l'environnement électromagnétique dû àdes émetteurs fixes, une étude électromagnétique du site doit être menée. Si l'intensité de champ obtenue sur lesite dans lequel le FreeStyle 5 est utilisé excède le taux de conformité RF applicable ci-dessus, le FreeStyle doitêtre observé en vue de la vérification de son fonctionnement normal. Si l'on enregistre un fonctionnement
anormal, des mesures supplémentaires telles que la réorientation ou la relocalisation du FreeStyle 5 seront
nécessaires.
b. Au-delà de la plage de fréquences 80 KHz à 150 MHz, les intensités des champs doivent être inférieures à 3
V/m.

Mn167-1 rev. D

FR-42

FreeStyle™ 5

FRDistances de séparation recommandées entre les équipements de communication portables
RF et le FreeStyle 5
Le FreeStyle 5 est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations
RF sont contrôlées. L'acheteur ou l'utilisateur du FreeStyle 5 peut éviter les interférences électromagnétiques enmaintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF portables (émetteurs) et leFreestyle 5 tel que recommandé ci-dessous, suivant le taux de production d'énergie desdits équipements.

puissance desortie assignée
maximale del'émetteur
W

Distance de séparation par rapport à la fréquence de l'émetteur(m)entre 150 kHz et 80
MHz
d = 1.2 x√Pentre 80 MHz et
800 MHzd = 1.2 x√Pentre 800 MHz et
2,5 GHzd = 2.3 x√P

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

Pour les émetteurs assignés à une puissance de sortie non listés ci-dessus, la distance de séparation
recommandéeden mètres (m) peut être estimée en utilisant l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P
est la puissance de sortie assignée maximale de l'émetteur en Watts (W) selon le fabricant de cet émetteur.
REMARQUE 1 : entre 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation de la plus grande fréquence est appliquée.
REMARQUE 2 : Ces directives peuvent ne pas être applicables à toutes les situations. La propagationélectromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion de structures, d'objets et de personnes.

Directives et déclarationdufabricant-émissions électromagnétiques
Le FreeStyle 5 est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique ci-dessous. Le client ou
utilisateur du FreeStyle 5 doit s'assurer qu'il se situe dans un tel environnement.

Test d'émissions

Conformité

Émissions RF
CISPR 11

Groupe 1

Émissions RF
Classe B
CISPR 11

Guide de l'environnement électromagnétique
Le FreeStyle 5 n'utilise l'énergie RF que pour son
fonctionnement interne. Par conséquent, ses émissions RF
sont très faibles et ne peuvent pas causer d'interférence dansles environs.
Le FreeStyle peut être utilisé dans tous les établissements,
y compris les habitations et ceux directement connectés au
réseau public de fourniture de courant à basse tension qui
alimente les immeubles utilisés à des fins d'habitation.

Émissions harmoniques
Classe A
IEC 61000-3-2
Fluctuations detension/émissions depapillotement

Est conforme

IEC 61000-3-3

Mn167-1 rev. D

FR-43

FreeStyle™ 5

FRClassification
Type deprotectioncontre les chocs électriques :Classe II La protectioncontre les chocs électriques est assurée par une
double isolation.
Degré de protection contre les chocs électriques :Type BF Matériel assurant un degré particulier de protection contre leschocs électriques concernant :1) Courantde fuite autorisé ;2) fiabilité de la mise à la terrede protection (s’il y a lieu).
3) Non destiné aux applications cardiaquesdirectes.
Essaisindépendantspour la norme des dispositifs électro-médicaux :Testé et jugé conforme à, le dispositif médical IEC 60601-1 –Référence 1 : Exigences générales de sécurité
QPS a testé la conformité à la norme
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1-08 M90 appareil médicalélectrique – Partie 1 : Présentation générale des conditionsde Sécurité
Protectioncontre les interférences électromagnétiques ou autres entre cetéquipement et d'autres appareils :Testé et jugé conforme à, Appareil médical EN 60601-1–2 –Partie 1 : Exigences générales de sécurité – Norme
collatérale : Compatibilité électrique – exigences et tests
RTCA-DO160F Matériel aéroporté, Sec. 21, Émissiond'énergie de radio fréquence
CISPR 11 / EN 55011 Classe B, Groupe 1, « Appareils
industriels, scientifiques et médicaux »FCC Partie 15, Sous-partieB – Classe B Radiations
involontaires
Mode autorisé de nettoyage et de prévention des infections :Se reporter à la section « Nettoyage, entretien etmaintenance adéquate » du présent manuel du patient.
Degré de sécurité de l’application en présence de gaz anesthésiques
inflammables :Équipementnon adapté à ce type d’application.
Modedefonctionnement :Fonctionnementen continu.

Mn167-1 rev. D

FR-44

FreeStyle™ 5

FR

Représentant pour l’Europe :Medical Product Services GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany
E-mail : info@mps-gmbh.eu

Mn167-1 rev. D

FR-45

FreeStyle™ 5DE

VOR INBETRIEBNAHME DIESES GERÄTS UNBEDINGTDIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG DURCHLESEN. WENNSIE DIE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN NICHTVERSTEHEN, WENDEN SIE SICH AN IHRENGERÄTELIEFERANTEN, BEVOR SIE VERSUCHEN, DIESES
GERÄT ZU BETREIBEN; ANDERNFALLS KANN ES ZU
VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN AM GERÄT KOMMEN.
Rauchen während der Verwendung von Sauerstoff ist die
Hauptursache für Brandverletzungen und damit verbundene
Todesfälle. Sie müssen diese Sicherheitswarnhinweise
unbedingt befolgen:
Rauchen, Kerzen oder offene Flammen sind im gleichen Raummit diesem Gerät oder im Umkreis von 1,50 m eines
Zubehörteils, in dem sich Sauerstoff befindet, nicht erlaubt.
Rauchen während des Tragens einer Sauerstoffkanüle kann zu
Verbrennungen im Gesicht und möglicherweise zum Todeführen.
Wenn die Kanüle abgenommen und auf Bettzeug, Sofas oderanderes Stoffmaterial gelegt wird, kann durch eine Zigarette,
Hitzequelle oder Flamme eine Verpuffung ausgelöst werden.
Wenn Sie rauchen, können diese 3 Maßnahmen Ihr Leben
retten:Schalten Sie den Sauerstoffkonzentrator aus, nehmen Sie die
Kanüle ab und verlassen Sie den Raum, in dem sich dieses
Gerät befindet.

FreeStyle™ 5

DE

Warnschilder mit der Aufschrift “Nicht rauchen –Sauerstoffanwendung“ müssen deutlich sichtbar dort
angebracht sein, wo der Sauerstoffkonzentrator in Gebrauchist. Patienten und ihr Pflegepersonal müssen über die
Gefahren des Rauchens in Gegenwart oder während derAnwendung von medizinischem Sauerstoff informiert werden.

FreeStyle™ 5DE

INHALT
AirSep® FreeStyle™5 Tragbarer
Sauerstoffkonzentrator
Tragbarer Sauerstoffkonzentrator FreeStyle™ 5 von AirSep
SymboleWarum Ihr Arzt Sauerstoff verordnet hat
Was ist der tragbare FreeStyle 5 Sauerstoffkonzentrator?
Bedienerprofil
FreeStyle 5 für Flugreisen – FAA-zugelassen
Wichtige Sicherheitsvorschriften
Wichtige Sicherheitshinweise für den optionalen AirBelt
Inbetriebnahme Ihres tragbaren
Sauerstoffkonzentrators FreeStyle 5
Laden der Batterie
Nasenkanüle
Komponenten des FreeStyle 5-Geräts
Gebrauchsanweisung
Stromversorgung
FilterEinstellen des Zufuhrreglers
Alarm-/Leuchtanzeigen
Maßnahmen bei Alarm-/Leuchtanzeigen
des FreeStyle 5-Geräts
Reinigung, Pflege und ordnungsgemäße Wartung
Gehäuse
FilterTragetasche
FreeStyle 5-Zubehör
Materialien in direktem oder indirektem Kontakt
mit dem Patienten
Alternative Sauerstoffzufuhr
Fehlerbehebung
FreeStyle 5 Technische Daten
Klassifikation

DE1
DE1-2
DE3
DE3
DE4
DE4
DE5-11DE12
DE13-16
DE17-19
DE20-21DE21-22
DE23-24
DE25-26
DE26-27
DE28-29DE29-30
DE31-32
DE33-35
DE33
DE34
DE35
DE35-36DE36
DE36
DE36-39
DE40-44
DE45

FreeStyle™ 5

DE

Tragbarer Sauerstoffkonzentrator FreeStyle™ 5 von AirSep
Anhand dieser Gebrauchsanweisung für Patienten können Sie sich mit dem
tragbaren Sauerstoffkonzentrator FreeStyle™ 5 von AirSep vertraut machen.
Es ist wichtig, dass Sie alle in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen
Informationen lesen und verstehen, bevor Sie Ihr FreeStyle 5-Gerät in Betrieb
nehmen. Ihr Gerätelieferant beantwortet Ihnen gerne Ihre Fragen.

SymboleAuf dem Gerät und/oder im Handbuch sind häufig Symbole anstelle vonBeschreibungen zu finden, um Missverständnisse aufgrund von sprachlichen
Unterschieden zu vermeiden. Symbole eignen sich zudem besser für die Erklärung
eines Konzeptes auf kleinem Raum.
Die folgende Tabelle enthält eine Liste der für den tragbaren
Sauerstoffkonzentrator FreeStyle 5 verwendeten Symbole und Definitionen.
SymbolBeschreibung

SymbolBeschreibung

Warnung –Beschreibt eineGefahr oder eine
gefährliche
Praktik, die, wenn
sie nicht
vermieden wird,zu schweren
Verletzungen,zum Tod oder zu
Sachschaden
führen kann.

Geräteklasse II,
doppelt isoliert

Vorsicht –Beschreibt eineGefahr oder eine
gefährliche Praxis,
die, wenn sie
nicht vermieden
wird, zu leichten
Verletzungen oderzu Sachschaden
führen kann.

Erfüllt die EU-Richtlinie
93/42/EEC, die vonder genehmigten
Organisation Nr. 0459
verfasst wurde.

MN167-1 rev. D

DE-1

FreeStyle™ 5

RTCA/DO-160 Abschnitt
21
Erfüllt Kategorie M

DE

Hinweis – Enthält
Informationen, diewichtig genug
sind, um betontoder wiederholt zu
werdenSicherheitsbehörde
für CAN/CSA C22.2
Nr. 60601-1-08 M90 für
medizinische Geräte

In denbeiliegenden
Unterlagennachschlagen

Gerät und Zubehör
trocken halten

Kein Öl oder
Schmierfett
verwenden

Verlangt
ordnungsgemäßes
Entsorgen von Abfall
von elektrischen undelektronischen Geräten

Rauchen verboten

Nicht zerlegen

Gerätetyp BF

Gebrauchsanweisung
lesen

Diese Seite nachoben

Zerbrechlich – Vorsicht!

Keinen offenen
Flammenaussetzen

FAA – zugelassener
POC

RTCA DO160
Abschnitt 21 erfüllt
Kategorie M.FAA
Anforderung
SFAR 106

Siehe
Gebrauchsanweisung

Methode zur Abfallentsorgung: Sämtliche Abfälle des AirSep FreeStyle 5
Sauerstoffkonzentrators müssen mit den geeigneten, von den örtlichen Behörden
festgelegten Methoden entsorgt werden.
Methode zur Geräteentsorgung: Zum Schutz der Umwelt muss der Konzentrator
mit den geeigneten, von den örtlichen Behörden festgelegten Methoden entsorgt
werden.

MN167-1 rev. D

DE-2

FreeStyle™ 5

DE

Warum Ihr Arzt Sauerstoff verordnet hat
Viele Menschen leiden an verschiedenen Herz- oder Lungenkrankheiten oderanderen Atemwegserkrankungen. Vielen dieser Patienten nützt eine zusätzliche
Sauerstofftherapie zu Hause, auf Reisen oder bei täglichen Aktivitäten außerhalb
ihres Zuhauses.
Sauerstoff ist ein Gas, das 21% der Zimmerluft ausmacht, die wir einatmen. Unser
Körper benötigt eine ständige Sauerstoffzufuhr, um richtig funktionieren zu
können. Ihr Arzt hat eine Sauerstoffzufuhr verordnet, die speziell auf Ihre
Atemwegserkrankung zugeschnitten ist.
Wenngleich Sauerstoff nicht abhängig macht, kann eine unbeaufsichtigte
Sauerstofftherapie
gefährlich
sein.
Vor
dem
Gebrauchdieses
Sauerstoffkonzentrators müssen Sie Ihren Arzt konsultieren. Der Gerätelieferantfür Ihr Sauerstoffgerät wird Ihnen zeigen, wie Sie den tragbaren FreeStyle 5
Sauerstoffkonzentrator bedienen.

Was ist der tragbare FreeStyle 5 Sauerstoffkonzentrator?
Sauerstoffkonzentratoren wurden Mitte der 1970er eingeführt und sind inzwischen
zu den annehmlichsten und zuverlässigsten Geräten für zusätzliche
Sauerstoffzufuhr
geworden,
die
heute
auf
dem
Markt
sind.
Sauerstoffkonzentratoren sind die kostengünstigste, leistungsfähigste undsicherste Alternative zu Sauerstoffdruckflaschen oder Flüssigsauerstoff.
Ein Sauerstoffkonzentrator produziert den gesamten benötigten Sauerstoff,
so dass keine Anlieferung von Flaschen oder Zylindern notwendig ist.
Die Luft, die wir einatmen, enthält ca. 21% Sauerstoff, 78% Stickstoff und 1%
andere Gase. Im FreeStyle 5-Gerät wird die Raumluft durch ein regenerierendes
und absorbierendes Material, ein sogenanntes „Molekularsieb“, geleitet. Mit Hilfe
dieses Materials wird der Sauerstoff vom Stickstoff getrennt. Das Ergebnis ist
hochkonzentrierter Sauerstoff, der dem Patienten zugeführt wird.
Der FreeStyle 5 kombiniert weiterentwickelte Sauerstoffkonzentrator-Technologie
mit Sauerstoffkonservierungs-Technologie für einen leichten, tragbaren
Sauerstoffkonzentrator mit hoher Kapazität bei einem Gewicht von nur 2,8 kg. Der
FreeStyle 5 produziert effizient seinen eigenen Sauerstoff und gibt ihn direkt zu
Beginn Ihrer Einatmung schnell als Sauerstoffimpuls ab. Dies eliminiert den mit
einem kontinuierlich fließenden Sauerstoffgerät verbundenen „Abfall“, der auchausströmt, während Sie ausatmen. Dieses Pulsieren des Sauerstoffs ist einem
kontinuierlichen Fluss gleichzusetzen. Der FreeStyle 5 liefert eine
Sauerstoffzufuhr von bis zu 5 lpm (Liter pro Minute) in diesem leichten Paket, das
problemlos getragen und unterwegs verwendet werden kann.
Der FreeStyle 5 kann mit vier verschiedenen Stromquellen betrieben werden(siehe Abschnitt „Stromversorgung“ in dieser Gebrauchsanweisung).

Bedienerprofil:
MN167-1 rev. D

DE-3

FreeStyle™ 5

DE

Die Konzentratoren von AirSep sind für die Zufuhr von zusätzlichem Sauerstoff fürPatienten vorgesehen, die an Beschwerden aufgrund von Erkrankungen leiden,
die die Leistungsfähigkeit der Lungen zur Übertragung von Sauerstoff in derAtemluft in den Blutstrom beeinträchtigen. POCs (Portable Oxygen Concentrators,
tragbare Sauerstoffkonzentratoren) bieten die Annehmlichkeit der Nutzung eines
POC-Systems ohne Abgabe aus einer Vorratseinheit (O2-Tank), was den
Anwender relativ selbstständig und unabhängig in Bezug auf die Verwendung
sowohl zu Hause als auch unterwegs macht und die Lebensqualität verbessert.
Die Anwendung eines Sauerstoffkonzentrators erfordert eine ärztliche Verordnung
und ist nicht für lebenserhaltende Maßnahmen geeignet.
Wenngleich eine Sauerstofftherapie für Patienten aller Altersgruppen verordnet
werden kann, ist der typische Patient für eine Sauerstofftherapie älter als 65 Jahre
und leidet an chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (Chronic Obstructive
Pulmonary Disorder, COPD). Die Patienten haben typischerweise gute kognitive
Fähigkeiten und müssen in der Lage sein, Beschwerden mitzuteilen. Wenn derAnwender Beschwerden nicht kommunizieren kann oder nicht in der Lage ist, dieBeschriftung des Konzentrators und die Gebrauchsanweisung zu lesen und zu
verstehen, wird die Verwendung nur unter Aufsicht einer Person empfohlen, diediese Voraussetzungen erfüllt. Wenn bei der Verwendung des Konzentrators
Beschwerden auftreten, wird dem Patienten empfohlen, seinen Arzt zu
kontaktieren. Den Patienten wird außerdem geraten, eine Sauerstoff-Reserve zur
Verfügung zu haben (d. h. Zylindersauerstoff), falls ein Stromausfall auftritt oderder Konzentrator versagt. Für die Anwendung des Konzentrators sind keine
weiteren besonderen Fähigkeiten des Anwenders erforderlich.

FreeStyle 5 für Flugreisen – FAA-zugelassen
FreeStyle 5 hat die Genehmigung der US Federal Aviation Administration (FAA,
Flugaufsichtsbehörde) für die Verwendung während des Fluges durchsauerstoffbedürftige Passagiere auf kommerziellen Fluglinien über eineErgänzung zu SFAR 106 im Jahre 2012 erhalten.
Außerdem hat mit Datum vom 13. Mai 2009 eine neue Vorschrift desVerkehrsministeriums (Department of Transportation, DOT)/FAA festgelegt, dass
US-Fluggesellschaften sowie internationale Flüge mit Abflug oder Ankunft in den
USA
Passagieren
mit
von
der
FAA
zugelassenen
tragbaren
Sauerstoffkonzentratoren die Verwendung des Geräts an Bord und während desFluges gestatten müssen, wenn dies medizinisch notwendig ist. Erkundigen Sie
sich direkt bei den jeweiligen Fluggesellschaften, mit denen Sie reisen möchten,
nach aktuellen Informationen über deren spezielle POC-Bestimmungen.

MN167-1 rev. D

DE-4

FreeStyle™ 5

DE----[Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Geräts erst diewichtigen Sicherheitsvorschriften.] ----

Wichtige Sicherheitsvorschriften
Es ist unbedingt notwendig, dass Sie die folgenden wichtigen
Sicherheitsinformationen zum tragbaren Sauerstoffkonzentrator FreeStyle 5durchlesen und sich mit ihnen vertraut machen.
Dieses Gerät liefert hochkonzentrierten, leicht entzündlichen
Sauerstoff. Rauchen oder offene Flammen sind im gleichen
Raum mit (1) diesem Gerät oder (2) einem Zubehörteil, indem sich Sauerstoff befindet, nicht erlaubt. Ein Nichtbeachten
dieses Warnhinweises kann zu schweren Bränden,
Sachschäden und/oder körperlichen Verletzungen oder zum
Tode führen.

Bei Unwohlsein oder einem medizinischen Notfall sofortärztlichen Beistand suchen.

Nicht über 60 °C erwärmen

Dieses Gerät ist nicht für lebenserhaltende Maßnahmen
geeignet. Bei geriatrischen, pädiatrischen und anderen
Patienten, die ein Unwohlsein beim Gebrauch desKonzentrators nicht mitteilen können, ist ggf. zusätzlicheÜberwachung erforderlich. Patienten mit eingeschränktem
Hör- und/oder Sehvermögen benötigen u. U. Hilfe bei der
Alarmüberwachung.
Kein Öl, Schmierfett oder Produkte auf Petroleumbasis bzw.
entflammbare Produkte an den sauerstoffführenden
Zubehörteilen oder dem FreeStyle 5-Gerät verwenden.
Es dürfen nur sauerstoffverträgliche Lotionen oder Salben auf
Wasserbasis verwendet werden. Sauerstoff beschleunigt die
Verbrennung von entflammbaren Substanzen.

MN167-1 rev. D

DE-5

FreeStyle™ 5

DE

Durch fehlerhafte Verwendung der Batterie des FreeStyle 5kann diese zu heiß werden, sich entzünden und ernste
Verletzungen verursachen. Keinesfalls in die Batterie
einstechen, darauf schlagen, treten oder sie fallenlassen oder
auf andere Weise starken Schlägen oder Erschütterungenaussetzen.

Wenn Sie das FreeStyle 5-Gerät im Freien mithilfe desWechselstromnetzteils verwenden, schließen Sie das Netzteil
stets nur an eine Schutzkontaktsteckdose an.

Stromschlaggefahr. Das Netzkabel aus der Steckdose ziehen,bevor das Gerät gereinigt wird, um die Gefahr eines
Stromschlags auszuschließen. Nur Ihr Gerätelieferant oderein qualifizierter Servicetechniker darf die Abdeckungenentfernen oder das Gerät warten.

Es ist darauf zu achten, dass das FreeStyle 5-Gerät nicht
nass wird und kein Wasser in das Gerät gelangt. Dies könnte
zu einer Fehlfunktion oder einem Ausfall des Geräts führen.

Die Verwendung anderer als der angegebenen Kabel undAdapter, mit Ausnahme der vom Hersteller des medizinischen
Elektrogeräts als Ersatzteile für interne Komponenten
verkauften Kabel und Adapter, kann zu erhöhten Emissionenoder verringerter Störfestigkeit des FreeStyle 5 führen.

Es ist keine Modifikation dieser Ausrüstung zulässig.

Das FreeStyle 5-Gerät darf nicht in der Nähe von oder auf
anderen Geräten gestapelt verwendet werden. Falls einesolche Verwendung unvermeidlich ist, muss das Gerät
beobachtet werden, um seine normale Funktionsweise zu
bestätigen.

MN167-1 rev. D

DE-6

FreeStyle™ 5

DE

Laut Bundesgesetz (USA) darf dieses Gerät nur auf
Verordnung eines Arztes oder einer lizenzierten Person aus
dem Krankenpflegebereich verkauft oder vermietet werden.

Tritt ein Alarm auf oder funktioniert das FreeStyle 5-Gerät nicht
richtig, im Abschnitt „Fehlersuche“ in diesem Handbuch
nachlesen. Lässt sich das Problem nicht beheben, den
Gerätelieferanten zu Rate ziehen.

Der Gebrauch des tragbaren Sauerstoffkonzentrators FreeStyle
5 während des Schlafs darf nur auf Empfehlung durch
qualifiziertes klinisches Personal erfolgen.

Wird das FreeStyle 5-Gerät außerhalb seines normalen
Betriebstemperaturbereichs betrieben, kann dies die Leistung
beeinträchtigen und die Haltbarkeit der Batterie verkürzen
und/oder die Batterieladezeit verlängern. (Siehe den Abschnitt„Technische Daten“ in diesem Handbuch).

Weder die Lufteinlässe noch die Luftausgänge dürfen verdeckt
werden. Dies kann zu einer Überhitzung des FreeStyle 5
führen und die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen.

Das Gerät nicht in engen oder schwer zugänglichen Räumen
benutzen (z.B. in einem kleinen Koffer oder einer Handtasche),wo die Entlüftung womöglich begrenzt ist. Dies kann zu einerÜberhitzung des FreeStyle 5 führen und die Leistungsfähigkeit
beeinträchtigen.

MN167-1 rev. D

DE-7

FreeStyle™ 5

DE

Wird das FreeStyle 5-Gerät in einem Automobil, Boot oder ananderen Gleichstromquellen über das Gleichstromnetzteil
betrieben, muss das Fahrzeug gestartet werden und laufen,
bevor das FreeStyle 5-Gerät angeschlossen wird. Wenn das
Gleichstromnetzteil nicht aufleuchtet und ein Zurücksetzen
erfordert, trennen Sie es von der Gleichstromquelle, starten
das Fahrzeug erneut und schließen das Gleichstromnetzteil
wieder an. Ein Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann dazu
führen, dass das Netzteil das FreeStyle 5-Gerät nicht mit Stromversorgt.
Wird der Motor des Fahrzeugs, in dem Sie das FreeStyle 5Gerät verwenden, abgestellt, trennen Sie das Gerät von derStromquelle und lassen Sie es nicht im Fahrzeug zurück.
Bewahren Sie das FreeStyle 5-Gerät nie in einem sehr heißen
Fahrzeug oder in einer ähnlichen Umgebung mit sehr hoheroder niedriger Temperatur auf. Betrieb oder Lagerung desGeräts außerhalb des normalen Temperaturbereichs kannseine Leistung beeinträchtigen. (Siehe den Abschnitt„Technische Daten“ in diesem Handbuch.)
Wenn das FreeStyle 5-Gerät längere Zeit außerhalb seines
normalen Betriebstemperaturbereichs gelagert wurde, mussdas Gerät auf normale Betriebstemperatur erwärmt werden,
bevor es wieder eingeschaltet wird. (Siehe den Abschnitt„Technische Daten“ in diesem Handbuch).

Stellen Sie unbedingt nur die verordnete Menge Sauerstoff ein.
Ändern Sie die Zufuhreinstellung nur auf Verordnung Ihres
Arztes.

Ersetzen Sie die Einwegkanüle gemäß Empfehlung desHerstellers oder Ihres Gerätelieferanten. Weiteres Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Gerätelieferanten.

MN167-1 rev. D

DE-8

FreeStyle™ 5

DE

Positionieren Sie den Konzentrator so, dass das Netzkabel
leicht zugänglich ist.

Der Konzentrator sollte so aufgestellt werden, dass keine
Schadstoffe oder Dämpfe in das Gerät gelangen.

Die Kanülenschläuche müssen knickresistent und über die gesamte
Länge von bis maximal 7,6 m verwendbar sein.

Stellen Sie sicher, dass die Kanüle ganz eingesteckt und sicher
fixiert ist. Dies gewährleistet, dass das FreeStyle 5-Gerät das
Einatmen für die Sauerstoffzufuhr korrekt feststellen kann.

Wird das FreeStyle 5-Gerät längere Zeit bei hoher Temperatur
bzw. mit einer voll geladenen/ganz leeren Batterie gelagert,
kann dies die Batterielebensdauer beeinträchtigen.

Je nach Temperatur der FreeStyle 5-Batterie kann es mehrere
Minuten dauern, bis der Ladezyklus nach Anschluss an das
Stromnetz beginnt. Dies ist normal und dient der Sicherheit
beim Laden.

Die FreeStyle 5-Batterie muss vor dem Wiederaufladen nicht
vollständig entladen sein. Es wird empfohlen, die FreeStyle 5Batterie nach jedem Gebrauch aufzuladen.

Es kann nach dem Anschluss an die Stromversorgung einige
Minuten dauern, bis der Ladevorgang beginnt, abhängig von derinternen Betriebstemperatur der Batterie. Dies ist normal unddient der Sicherheit beim Laden. Dieser Umstand ist
wahrscheinlicher, wenn die Batterie vollständig entladen ist.

MN167-1 rev. D

DE-9FreeStyle™ 5

DE

Wenn das Gerät an eine Wechsel- oder Gleichstromquelleangeschlossen ist, wird seine Batterie bis zum Erreichen dervollen Kapazität geladen, unabhängig davon, ob das Gerät in
Betrieb oder ausgeschaltet ist.
Wenn die interne Batterie vollständig leer ist und sich das
FreeStyle 5-Gerät abschaltet, kann es mit dem AirBelt nicht neu
gestartet werden. Schließen Sie in diesem Fall Ihr FreeStyle 5Gerät für kurze Zeit an seine Wechsel- oder Gleichstromquellean, um eine ausreichende Leistung der internen Batterie zumStarten des Geräts zu erhalten. Dann kann der AirBelt
angeschlossen werden, um das Gerät weiter zu betreiben.

Wenn das Netzteil des FreeStyle 5 bei voll aufgeladener
Batterie angeschlossen bleibt, erlöschen die vier LEDs innerhalb
von 2,5 Stunden.

Vor dem erstmaligen Betrieb des Geräts mit Batteriestrom kannes erforderlich sein, das FreeStyle 5-Gerät zuerst mit dem
Wechsel- oder Gleichstrom-Netzteil zu verbinden. Ihr
Gerätelieferant hat diesen Schritt möglicherweise bereits für Sie
durchgeführt.

Verwenden Sie nur die AirSep Artikelnr. FI194-1 als
Luftzufuhrfilter für dieses Gerät.

Betreiben Sie das FreeStyle 5-Gerät niemals ohne eingebauten
Luftzufuhrfilter. Wenn ein zweiter Filter vorhanden ist, setzen Sie
den Ersatzfilter ein, bevor Sie den schmutzigen Filter reinigen.

AirSep empfiehlt, dieses Gerät nicht zu sterilisieren.

MN167-1 rev. D

DE-10

FreeStyle™ 5

DE

Versuchen Sie nicht, irgendwelche Wartungsarbeiten außer
den in diesem Handbuch aufgeführten möglichen
Problemlösungsmaßnahmen durchzuführen.

Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte können
medizinische Elektrogeräte beeinträchtigen.

Die im FreeStyle 5-Gerät verwendete wiederaufladbare LithiumIonen-Batterie muss vor dem Wiederaufladen nicht vollständig
entladen sein. Es wird empfohlen, die Batterie unabhängig vonihrer verbliebenen Restkapazität nach jedem Gebrauch
aufzuladen.
Die Batterie wird unabhängig davon aufgeladen, ob das Gerät
ausgeschaltet oder mit der Wechsel- oder Gleichstromquelle
betrieben wird.
Lithiumbatterien können dauerhaft Kapazität verlieren, wenn sie
vollständig ge- oder entladen extrem heißen Temperaturen
ausgesetzt werden. Für eine längere Lagerung wird empfohlen,
die Batterien auf 25 bis 50 % aufzuladen und innerhalb eines
Temperaturbereichs von 23 °C ± 2 °C aufzubewahren.

Warnschilder mit der Aufschrift “Nicht rauchen –Sauerstoffanwendung“ müssen deutlich sichtbar dort angebracht
sein, wo der Sauerstoffkonzentrator in Gebrauch ist. Patienten
und ihr Pflegepersonal müssen über die Gefahren des Rauchensin Gegenwart oder während der Anwendung von medizinischem
Sauerstoff informiert werden.

MN167-1 rev. D

DE-11

FreeStyle™ 5

DE

Wichtige Sicherheitshinweise für den optionalen AirBelt
Durch fehlerhafte Verwendung des AirBelts kann die Batteriezu heiß werden, sich entzünden und ernste Verletzungenverursachen. Keinesfalls in die Batterie einstechen, darauf
schlagen, treten oder sie fallenlassen oder auf andere Weise
starken Schlägen oder Erschütterungen aussetzen.

Wenn das AirBelt-Kabel nicht benutzt wird, die
Sicherheitskappe anbringen.

Nicht versuchen, den optionalen AirBelt mit dem FreeStyle 5Netzteil aufzuladen, da er sonst Schaden nehmen kann.
Nur das mit dem AirBelt mitgelieferte Netzteil zum Laden desAirBelt verwenden.

Je nach Temperatur des AirBelt kann es mehrere Minuten
dauern, bis der Ladezyklus nach Anschluss an das Stromnetz
beginnt. Dies ist normal und dient der Sicherheit beim Laden.

Der AirBelt muss vor dem Wiederaufladen nicht vollständig
entladen sein. Es wird empfohlen, den AirBelt nach jedem
Gebrauch aufzuladen.

Lithiumbatterien können dauerhaft Kapazität verlieren, wenn sie
vollständig ge- oder entladen extrem heißen Temperaturen
ausgesetzt werden. Für eine längere Lagerung wird empfohlen,
die Batterien auf 25 bis 50 % aufzuladen und innerhalb eines
Temperaturbereichs von 23 °C ± 2 °C aufzubewahren.

MN167-1 rev. D

DE-12

FreeStyle™ 5

DE[Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Geräts erst diewichtigen Sicherheitsvorschriften.]

Inbetriebnahme Ihres tragbaren Sauerstoffkonzentrators
FreeStyle 5
Die FreeStyle 5-Verpackung enthält die nachstehend aufgeführten Teile, wie in
den Abb. 1-3 dargestellt. Falls ein Teil fehlt, kontaktieren Sie Ihren
Gerätelieferanten.
••••

Tragbarer Sauerstoffkonzentrator FreeStyle 5 mit Tragetasche
Gebrauchsanweisung für Patienten (nicht abgebildet)
Wechselstromnetzteil (100-240 Volt, 50/60 Hz) mit Netzkabel
Gleichstromnetzteil für Automobile

Abb. 1: FreeStyle 5-Gerät

MN167-1 rev. D

DE-13

FreeStyle™ 5

DE

Abb. 2: FreeStyle 5-Wechselstromnetzteil/Netzkabel

Abb. 3: FreeStyle 5-Gleichstromnetzteil

Optional können Sie auch einen AirBelt für verlängerte Batterieleistung erhalten.
Dieses Paket enthält die folgenden Teile, siehe Abb. 4:••

Batteriegurt AirBelt
Wechselstromnetzteil (100-240 Volt, 50/60 Hz) mit Netzkabel
Durch fehlerhafte Verwendung des FreeStyle 5-AirBeltskann die Batterie zu heiß werden, sich entzünden und ernste
Verletzungen verusachen. Keinesfalls in die Batterie
einstechen, darauf schlagen, treten oder sie fallenlassen oder
auf andere Weise starken Schlägen oder Erschütterungenaussetzen.

MN167-1 rev. D

DE-14

FreeStyle™ 5

DE

Vor der Inbetriebnahme Ihres Geräts müssen Sie alle Warnhinweise,
Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise für den AirBelt gelesen haben.
Siehe S. 9 „Wichtige Sicherheitshinweise für den optionalen AirBelt".
Zum weiteren optionalen Zubehör gehört ein Tragegeschirr, mit dem sich die
FreeStyle 5-Tragetasche einfach zu einem Rucksack (Artikelnummer MI284-1)
umwandeln lässt, wie in Abb. 5 dargestellt. Das FreeStyle 5-Gerät kann auf
Wunsch auch an der Hüfte getragen werden, in dem der AirBelt oder ein anderer
Gürtel, den Sie tragen, in die Laschen der FreeStyle 5-Tragetasche eingeführt
wird. (Siehe Abb. 6). Die optionale Zubehörtasche (Artikelnr. MI286-1) ermöglicht
ein noch bequemeres Reisen, da darin das gesamte Netzteilzubehör sowie
optionale AirBelts und/oder das Tragegeschirr zur Verwendung an Ihrem Zielort
transportiert werden können.

Abb. 4: AirBelt und Wechselstromnetzteil/Netzkabel

MN167-1 rev. D

DE-15

FreeStyle™ 5

DE

Abb. 5: FreeStyle 5-Gerät als Rucksack getragen

Abb. 6: FreeStyle 5-Gerät an der Hüfte getragen

Wenn das AirBelt-Kabel nicht benutzt wird, die
Sicherheitskappe anbringen.

Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme des FreeStyle 5-Geräts mit derAnordnung der Hauptkomponenten vertraut. Abbildungen hierzu finden Sie auf
den folgenden Seiten, Anleitungen weiter hinten in dieser Gebrauchsanweisung.

MN167-1 rev. D

DE-16

FreeStyle™ 5

DE

Laden der BatteriePrüfen Sie vor Ihrem ersten Ausgang oder vor bei nachfolgendem Einsatz, ob die
Batterie des Geräts voll geladen ist. Den Ladungszustand der internen Batterieprüfen Sie, indem Sie die Taste BATT auf der Bedienfläche des FreeStyle 5
drücken. Die Batterieanzeige/LED(s) über der Taste BATT leuchten auf undzeigen so den Ladungszustand der internen Batterie an (25 bis 100 %). Hinweis:
Die Batterie lädt sich stets auf, solange das Gerät an Wechsel- oder Gleichstromangeschlossen ist. Um die interne Batterie des FreeStyle 5 zu laden, schließen
Sie einfach das Gleichstrom- oder Wechselstromnetzteil am Gerät an (wie in Abb.
7 gezeigt). Dabei muss zuerst das Netzkabel nach diesem Eingang ausgerichtet
werden. Beachten Sie dazu die “D”-Form des Netzkabelsteckers und derEingangsbuchse am FreeStyle 5-Gerät. Beide müssen korrekt zueinander
ausgerichtet werden, und beim Ausstecken des Netzkabels muss die
Freigabetaste gedrückt werden, damit der Stecker aus dem FreeStyle 5-Gerät
gezogen werden kann. Dies gewährleistet, dass weder Gerät nochNetzstromzubehör beschädigt werden.

Drücken, um
Netzkabel zu
entfernen.
Netzstrombuchse
des FreeStyle 5Geräts

Abb. 7: Laden der internen Batterie

MN167-1 rev. D

DE-17

FreeStyle™ 5

DE

Optionaler AirBelt
Optional können Sie auch einen AirBelt für verlängerte Anwendung des FreeStyle
5 haben.
Der optionale AirBelt (Abb. 9) kann das FreeStyle 5-Gerät bis zu 7 Stunden
betreiben.
Vor Gebrauch des AirBelts prüfen, ob er ausreichend geladen ist. Das vollständige
Aufladen dauert etwa 3 Stunden.
Der AirBelt verfügt über eine Messvorrichtung, um den Ladungsstatus der Batterieanzuzeigen (25-100 %). Den Ladungszustand der Batterie prüfen Sie, indem Sie
die
Taste
BATT
auf
der
Bedienfläche
desAirBelt
drücken.
Die Batterieanzeige/LED(s) über der Taste BATT leuchten auf und zeigen so den
Ladezustand an (25-100 %).

Abb. 8: Laden der AirBelt-Batterie

Laden des optionalen AirBelt
Zum Ladender AirBelt-Batterie für verlängerten Gebrauch:1) Die Sicherheitskappe vom Ende des AirBelt-Kabels entfernen (siehe Abb. 4).
2) Das AC/DC-Netzteil (im AirBelt-Zubehörsatz enthalten) am Ende desAirBelt-Netzkabels anbringen, wie in Abb. 9 dargestellt.
3) Das AirBelt-Netzteil zum Aufladen an einer Wechselstromsteckdoseanschließen.

MN167-1 rev. D

DE-18

FreeStyle™ 5

DE

AirBelt

Anschluss des AirBelt-Kabels
am Netzteilkabel

PW009-2 AC/DC-Netzteil

AirBelt AC/DC-Netzteil

Abb. 9: AirBelt, Aufbau Batterieaufladung

•
•
•
•

Der FreeStyle 5-AirBelt lässt sich aus dem ganz entladenen Zustand in etwa
3 Stunden voll aufladen.
Während des Aufladens einer ganz leeren Batterie blinkt die LED, bis 25 %der Kapazität erreicht sind. Dann leuchtet die LED konstant.
Jede der vier LEDs, 25-100 %, blinkt wie vorstehend erklärt und bleibt dannerleuchtet, wenn die Batterie die entsprechende Kapazität erreicht hat.
Wenn alle LEDs leuchten, ist die Batterie ganz aufgeladen. Die vier LEDs
leuchten noch eine Weile konstant, schalten sich dann aber aus.
Lithiumbatterien können dauerhaft Kapazität verlieren, wenn sie
vollständig ge- oder entladen extrem heißen Temperaturen
ausgesetzt werden. Für eine längere Lagerung wird empfohlen,
die Batterien auf 25 bis 50 % aufzuladen und innerhalb eines
Temperaturbereichs von 23 °C ± 2 °C aufzubewahren.

Je nach Temperatur des AirBelt kann es mehrere Minuten
dauern, bis der Ladezyklus nach Anschluss an das Stromnetz
beginnt. Dies ist normal und dient der Sicherheit beim Laden.

Der AirBelt muss vor dem Wiederaufladen nicht vollständig
entladen sein. Es wird empfohlen, den AirBelt nach jedem
Gebrauch aufzuladen.

MN167-1 rev. D

DE-19

FreeStyle™ 5

DE----[Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Geräts erst diewichtigen Sicherheitsvorschriften.]----

Nasenkanüle
Der Sauerstoff wird dem Benutzer des FreeStyle 5-Geräts über einen Schlauch
und eine Nasenkanüle zugeführt. Der Schlauch wird mit der
Sauerstoffaustrittsöffnung des Geräts verbunden (siehe Abb. 10).

Abb. 10: Verbinden der Kanüle mit der Sauerstoffaustrittsöffnung
des FreeStyle 5-Geräts

AirSep empfiehlt eine Nasenkanüle mit einem 2,1 m langen Schlauch, AirSep Art.Nr. CU002-1. Es können auch andere Schlauchlängen von bis zu 7,6 m –einschließlich Nasenkanüle – verwendet werden.
Ersetzen Sie die Einwegkanüle bei normalem Gebrauch
regelmäßig. Weiteres Zubehör erhalten Sie von Ihrem
Gerätelieferanten.

Die Kanülenschläuche müssen knickresistent und über die
gesamte Länge von bis maximal 7,6 m verwendbar sein.

Befolgen Sie stets die Anweisungen des Kanülenherstellers zum
korrekten Gebrauch. Ihr Arzt oder Gesundheitsdienstleister berät
Sie, wie häufig die Kanüle ersetzt werden sollte.

MN167-1 rev. D

DE-20

FreeStyle™ 5

DE

Stellen Sie sicher, dass die Kanüle ganz eingesteckt und sicher
fixiert ist. Dies gewährleistet, dass das FreeStyle 5-Gerät die
Einatmung für die Sauerstoffzufuhr korrekt feststellen kann.

Komponenten des FreeStyle 5-Geräts

Griff
Sauerstoffausgang

Luftauslass

Luftauslass

Stromanschlüsse
Luftzufuhr/
Filterabdeckung

Abb. 11: Außenansicht des FreeStyle 5 – Vorderseite

MN167-1 rev. D

DE-21

FreeStyle™ 5

DE

Staubschutz
Alarmlampe

Sauerstoffzufuhranzeige(n)Batterieladung/
Anzeige(n)Zufuhrregler

Taste für die (interne)
Batterie

Abb. 12: Nahaufnahme Bedienfläche/Alarmanzeige

Beschriftung/
PatientenanweisungenAbb. 13: Außenansicht des FreeStyle 5 – Rückseite

Da Sie sich nun mit den Komponenten des FreeStyle 5 vertraut gemacht haben,können Sie die Gebrauchsanweisung auf den folgenden Seiten lesen.

MN167-1 rev. D

DE-22

FreeStyle™ 5

DE[Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Geräts erst diewichtigen Sicherheitsvorschriften.]

Gebrauchsanweisung
1.

Stellen Sie das FreeStyle 5-Gerät so auf, dass die Lufteintritts- undLuftaustrittsöffnungen nicht blockiert sind.

2.

Versorgen Sie das Gerät mit Strom aus (a) der internen Batterie, (b) dem
AirBelt, (c) einer Gleichstromsteckdose (Automobil oder Boot) oder (d)einerWechselstromsteckdose(normaleHaushaltselektrik).
(SieheAbschnitt „Stromversorgung“ in dieser Gebrauchsanweisung fürPatienten.)
Kein Öl, Schmierfett oder Produkte auf Petroleumbasis
bzw. entflammbare Produkte an den sauerstoffführenden
Zubehörteilen oder dem FreeStyle 5-Gerät verwenden.
Es dürfen nur sauerstoffverträgliche Lotionen oder Salben
auf Wasserbasis verwendet werden. Sauerstoff beschleunigt
die Verbrennung von entflammbaren Substanzen.

Nicht über 60 °C erwärmen

Vor dem erstmaligen Betrieb des Geräts mit Batteriestromkann es erforderlich sein, das FreeStyle 5-Gerät zuerst mit
dem Wechsel- oder Gleichstrom-Netzteil zu verbinden. Ihr
Gerätelieferant hat diesen Schritt möglicherweise bereits fürSie durchgeführt.
1.
2.
3.

Verbinden Sie Ihre Kanüle mit dem Sauerstoffausgang.
Öffnen Sie den Staubschutz.
Schalten Sie das FreeStyle 5-Gerät ein, indem Sie auf der Bedienfläche
die Tasten 1, 2, 3, 4 oder 5 drücken, um die von Ihrem Arzt verordnete
Sauerstoffzufuhr einzustellen. Die grüne LED über der jeweiligen Taste
leuchtet auf. Bei jedem Einschalten des FreeStyle 5 ertönt ein kurzes
Alarmsignal. So wird angezeigt, dass das FreeStyle 5-Gerät
betriebsbereit ist.

MN167-1 rev. D

DE-23

FreeStyle™ 5

4.

5.

DE

Um die Sauerstoffzufuhr zu ändern, drücken Sie die jeweilige Taste.
Dabei ist es normal, wenn Sie beim Ändern der Einstellungen jeweils
einen anderen Ton hören.
Um das FreeStyle 5-Gerät auszuschalten, drücken Sie erneut die Taste,über der die LED für die jeweilige Zufuhreinstellung aufleuchtet.

Wenn das FreeStyle 5-Gerät ein Einatmen erkennt, wird Ihnen Sauerstoff über die
Kanüle zugeführt.
Die für das Erreichen der minimalen Sauerstoffkonzentration erforderliche Zeitnach Einschalten des FreeStyle 5 beträgt etwa 2 Minuten.

MN167-1 rev. D

DE-24

FreeStyle™ 5

DE[Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Geräts erst die wichtigen
Sicherheitsvorschriften.]

Stromversorgung
Das FreeStyle 5-Gerät kann auf vier Arten mit Strom versorgt werden: über eineinterne Batterie, ein Wechselstromnetzteil, ein Gleichstromnetzteil und über den
optionalen Batteriegurt AirBelt in Verbindung mit der internen Batterie des Geräts.
1.

2.

3.

4.

Interne Batterie: In jedem FreeStyle 5-Gerät befindet sich eine
wiederaufladbare interne Batterie. Wenn sie voll aufgeladen ist, versorgt
sie das FreeStyle 5-Gerät bis zu 3 Stunden lang mit Strom. Wenn die
Batterieleistung schwächer wird, ertönt ein akustisches Warnsignal.
Hinweise zum Alarm finden Sie im Abschnitt „Alarm-/Leuchtanzeigen“
dieser Anleitung.
Laden der Batterie: Zum Aufladen der Batterie verbinden Sie das
FreeStyle 5-Gerät entweder mit einem Wechselstromnetzteil und einer
Steckdose mit 100-240 Volt, 50/60 Hz, oder mit einer Gleichstromquellein einem Automobil (Boot, Wohnmobil etc.). Eine entladene Batterie
benötigt etwa 3 Stunden und 15 Minuten für das vollständige Aufladen.
Es empfiehlt sich, die Batterie möglichst häufig wieder aufzuladen, auchwenn sie nur teilweise entladen ist.
Wechselstromversorgung: Mit einem Wechselstromnetzteil kann das
FreeStyle 5-Gerät an eine Steckdose mit 100-240 Volt, 50/60 Hz
angeschlossen werden. Das Netzteil wandelt 100 bis 240 V
Wechselstrom in Gleichstrom für das FreeStyle 5-Gerät um. Wird das
FreeStyle 5-Gerät über das Wechselstromnetzteil betrieben, liefert die
Steckdose den Gerätestrom und lädt gleichzeitig die Batterie auf.
Gleichstromnetzteil: Das FreeStyle 5-Gerät kann mit einem
Gleichstromnetzteil an die 12 Volt-Steckdose eines Automobils (Boot,
Wohnmobil etc.) angeschlossen werden. Ist das FreeStyle 5-Gerät mit
einem Gleichstromanschluss eines Automobils verbunden, betreibt die
Autobatterie das Gerät und lädt gleichzeitig die Batterie des Geräts auf.
Optionaler AirBelt (externer Batteriegürtel): Das FreeStyle 5-Gerät
kann auch durch einen externen Batteriegürtel mit Strom versorgt
werden. Dieser Gürtel wird um die Hüften gelegt und versorgt das
FreeStyle 5-Gerät zusammen mit der einer vollständig aufgeladeneninternen Batterie bis zu 7 Stunden lang mit Strom. Der Batteriegürtel lässt
sich an den Stromanschluss des FreeStyle 5-Geräts anschließen undkann wieder aufgeladen werden, indem er an das eigene Netzteil desGürtels angeschlossen wird.
Bei Verwendung des AirBelt mit einer vollständig geladenen internen
Batterie ist die interne Batterie des FreeStyle 5 vor dem AirBelt leer.
Der AirBelt muss an das FreeStyle 5-Gerät angeschlossen werden,

MN167-1 rev. D

DE-25

FreeStyle™ 5

DEbevor dessen interne Batterie leer ist. Beobachten Sie den Ladezustandund schließen Sie den AirBelt an das FreeStyle 5-Gerät an, bevor dessen
interne Batterie bis auf 25 % oder weniger entladen ist.
Wenn die interne Batterie vollständig leer ist und sich das
FreeStyle 5-Gerät abschaltet, kann es mit dem AirBelt nicht
neu gestartet werden. Schließen Sie in diesem Fall Ihr
FreeStyle 5-Gerät für kurze Zeit an seine Wechsel- oder
Gleichstromquelle an, um eine ausreichende Leistung derinternen Batterie zum Starten des Geräts zu erhalten. Dannkann der AirBelt angeschlossen werden, um das Gerät weiterzu betreiben.

FilterDas FreeStyle 5-Gerät saugt die Luft durch einen Luftzufuhrfilter unter der Abdeckung
vorne unten am Sauerstoffkonzentrator an. (Siehe Abb. 14 und 15). Dieser Filter
verhindert, dass Staub und andere größere Partikel in der Luft in das Gerät eindringen.
Stellen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts sicher, dass dieser Filter sauber undrichtig eingesetzt ist. (Siehe den Abschnitt Reinigung, Pflege und ordnungsgemäße
Wartung/Filter/Luftzufuhrfilter dieser Anleitung.)

Abb. 14: Entfernen der
Luftzufuhrfilterabdeckung

MN167-1 rev. D

DE-26

FreeStyle™ 5

DE

Abb. 15: Entfernen des Filters
aus der Filterabdeckung

Betreiben Sie das FreeStyle 5-Gerät niemals ohne eingebauten
Luftzufuhrfilter. Wenn ein zweiter Filter vorhanden ist, setzen
Sie den Ersatzfilter ein, bevor Sie den schmutzigen Filter
reinigen.

Verwenden Sie nur die AirSep Artikelnr. FI194-1 als
Luftzufuhrfilter für dieses Gerät.

MN167-1 rev. D

DE-27

FreeStyle™ 5

DE

Einstellen des Zufuhrreglers
Das FreeStyle 5-Gerät hat fünf Luftzufuhreinstellungen: 1, 2, 3, 4 und 5, fürentsprechende Durchflussmengen von 1-5 lpm Sauerstoff. Öffnen Sie den
Staubschutz über der Bedienfläche am Gerät und drücken Sie die Taste 1, 2, 3, 4
oder 5, je nachdem, welche Sauerstoffzufuhrmenge Ihr Arzt verordnet hat. (Siehe
Abb. 16 und 17.)

Abb. 16: Staubschutz über Bedienfläche öffnen

Abb. 17: Zufuhrregler-Taste drücken

MN167-1 rev. D

DE-28

FreeStyle™ 5

DE

Stellen Sie unbedingt nur die verordnete Menge Sauerstoff ein.
Ändern Sie die Zufuhreinstellung nur auf Verordnung Ihres
Arztes.

Alarm-/Leuchtanzeigen
Wenn das FreeStyle 5-Gerät ein Einatmen erkennt, wird ein Sauerstoffstoß durch
die Nasenkanüle geleitet. Die grüne Leuchte am Bedienfeld des Geräts leuchtet
immer dann kurz auf, wenn ein Einatmen erkannt wird.
Wenn das Gerät in Betrieb ist und gleichzeitig über eines der Netzteile aufgeladen
wird, zeigen die LEDs der Batterieanzeige des FreeStyle 5 den Ladezustand derBatterie an (25 bis 100 %) und leuchten noch etwa 2,5 Stunden nach Erreichen
des vollen Ladezustands weiter.
Wenn die Batterie des FreeStyle 5-Geräts an Spannung verliert, die Kanüle
abgenommen wird oder die Geräteleistung außerhalb der Nennwerte liegt, ertönt
ein akustisches Warnsignal. Die Leuchtanzeigen und akustischen Alarme werden
später im Einzelnen beschrieben. Eine Zusammenfassung finden Sie in derTabelle weiter hinten in dieser Gebrauchsanweisung.
Tritt ein Alarm auf oder funktioniert das FreeStyle 5-Gerät
nicht richtig, im Abschnitt „Fehlersuche“ in diesem Handbuch
nachlesen. Lässt sich das Problem nicht beheben, den
Gerätelieferanten zu Rate ziehen.

Bei Unwohlsein oder einem medizinischen Notfall sofortärztlichen Beistand suchen.

••

Einschalten
Beim Einschalten ertönt ein kurzes akustisches Signal. Das FreeStyle 5Gerät ist betriebsbereit, wenn das Signal stoppt.
Batterie schwach
Bei schwacher Batterie ertönt ein kurzes, unterbrochenes akustisches
Signal, während die gelbe Anzeige für 25 % Batterieladung (Abb. 12) blinkt.
Schließen Sie das FreeStyle 5-Gerät in diesem Fall an einen Gleichstromoder Wechselstromanschluss an oder wechseln Sie die Sauerstoffquellebinnen zwei Minuten. Wenn das FreeStyle 5-Gerät mit einem Gleichstromoder Wechselstromanschluss verbunden ist, wird die Gerätebatterie

MN167-1 rev. D

DE-29

FreeStyle™ 5

•

•

•

DE

während des Betriebs gleichzeitig aufgeladen. Der Ladezustand derBatterie wird von den LEDs der Batterieanzeige(n) angegeben.
Kanüle nicht angeschlossen
Wenn das FreeStyle 5-Gerät betrieben wird, aber innerhalb einer
vorgegebenen Zeit keine Atmung erkennt, ertönt ein konstantes
Warnsignal, und die gelbe Alarmanzeige leuchtet nach 15 Minuten auf.
In diesem Fall muss die Verbindung zwischen Kanüle und dem
FreeStyle 5-Gerät überprüft werden; auf die richtige Positionierung derNasenkanüle auf Ihrem Gesicht und Ihre Atmung durch die Nase mussgeachtet werden. (Ihr Arzt kann bei Bedarf die Verwendung eines
Kinnriemens empfehlen.)Wenn der akustische Alarm weiterhin ertönt,
weichen Sie bei Bedarf auf eine andere Sauerstoffquelle aus, falls
verfügbar, und setzen Sie sich mit Ihrem Gerätelieferanten in Verbindung.
Kapazität des FreeStyle 5 überstiegen
Wenn Ihre Atemfrequenz die Leistungsfähigkeit des FreeStyle 5-Gerätsüberschreitet, ertönt alle 0,5 Sekunden ein schneller akustischer Alarm,und die gelbe Alarmanzeige blinkt. In diesem Fall liegt die Atemfrequenz
außerhalb der Spezifikationen für das FreeStyle 5-Gerät. Sie sollten jedekörperliche Aktivität reduzieren und das Gerät aus- und wieder einschalten,
um den Alarm zurückzusetzen. Dann weichen Sie bei Bedarf auf eine
andere Sauerstoffquelle aus, falls verfügbar, und ziehen den
Gerätelieferanten zu Rate.
Allgemeine Störung
Wenn eine allgemeine Funktionsstörung am FreeStyle 5-Gerät auftritt,ertönt alle 0,5 Sekunden ein schneller akustischer Alarm, und die rote
Alarmanzeige leuchtet konstant. In diesem Fall entspricht die Konzentration
des vom FreeStyle 5-Geräts erzeugten Sauerstoffs nicht mehr den
Spezifikationen für das Gerät. Sie sollten zu einer anderen Sauerstoffquelleüberwechseln und den Gerätelieferanten zu Rate ziehen.
Dieses Gerät ist nicht für lebenserhaltende Maßnahmen
geeignet. Bei geriatrischen, pädiatrischen und anderen
Patienten, die ein Unwohlsein beim Gebrauch desKonzentrators nicht mitteilen können, ist ggf. zusätzlicheÜberwachung erforderlich. Patienten mit eingeschränktem
Hör- und/oder Sehvermögen benötigen u. U. Hilfe bei der
Alarmüberwachung.

MN167-1 rev. D

DE-30

FreeStyle™ 5

DE

Maßnahmen bei Alarm-/Leuchtanzeigen des FreeStyle 5-Geräts
Status

Akustischer
Alarm

LeuchteBedeutung

Maßnahme

Anzeige kurz, kontinuierlichbeim Einschalten(Grün) Impuls,
kontinuierliches
Aufleuchten

FreeStyle 5
wurde
eingeschaltet

Sie können Ihr
FreeStyle 5-Gerät in
Betrieb nehmenAnzeige Nein

(Grün) Impuls,
BlinkenFreeStyle 5
liefert Sauerstoff
in Stößen

FreeStyle 5 weiternormal verwenden

Anzeige Nein

LadungsanzeigeLadezustand derBatterie

Aufladen nach Anzeige

Alarm

Kontinuierlich:
Piepton(Gelb) Alarm;
kontinuierliches
Leuchten

Gerät erkennt
innerhalb
eingestellter
Zeitdauer kein
Einatmen.

Überprüfen Sie die
Verbindung der Kanüle.
Gewährleisten, dassSie durch die Naseatmen. Falls der Alarm
weiterhin besteht,setzen Sie sich mit
Ihrem
Gerätelieferanten in
Verbindung.

Alarm

Unterbrochen:
Piepton25 % (Gelb)
Alarm BATT;
blinkende
Batterieanzeige

Die
Batteriespannun
g ist für den
Betrieb des
FreeStyle zu
schwach.

Das FreeStyle 5-Gerät
sofort an eine
Gleichstrom- oder
Wechselstromsteckdos
e anschließen.

Alarm

Unterbrochen:
Piep, Piep

25 % (Gelb)
BATT;
blinkende
Batterieanzeige

Batterieausfall
aufgrundniedriger
Spannung.

Das FreeStyle 5-Gerät
sofort an eine
Gleichstrom- oder
Wechselstromsteckdos
e anschließen.

Alarm

Schnellunterbrochen (Gelb) Alarm;:
Blinken
Piep, Piep, Piep…

Die
Atemfrequenzübersteigt die
Kapazität desFreeStyle 5Geräts.

Aktivität reduzieren unddann bei Bedarf eine
andereSauerstoffquelleverwenden.Setzen Sie
sich mit Ihrem
Gerätelieferanten in
Verbindung.

MN167-1 rev. D

DE-31

FreeStyle™ 5

Alarm

Schnellunterbrochen:
Piep, Piep, Piep…

DE(Rot) Alarm,
kontinuierliches
Leuchten

Allgemeine
Funktionsstörun
g des FreeStyle
5-Geräts.

Schalten Sie das Gerät
aus. Wechseln Sie zu
einer anderen
Sauerstoffquelle undsetzen Sie sich mit
Ihrem
Gerätelieferanten in
Verbindung.

Zweifache Anzeige:
Alarmzustand (gelb)
Allgemeine Störung (rot)Abb. 16: Alarmanzeigen

MN167-1 rev. D

DE-32

FreeStyle™ 5

DE

Reinigung, Pflege und ordnungsgemäße Wartung
GehäuseSchalten Sie das FreeStyle 5-Gerät aus und trennen Sie das
Netzkabel vom Gerät, bevor Sie das Gehäuse reinigen.

Geben Sie Reinigungsflüssigkeiten nie direkt auf das FreeStyle
5-Gerät. Zu den nicht geeigneten Chemikalien, gemäß den
Angaben des Kunststoffherstellers, gehören u. a. folgende
Substanzen: Alkohol und Produkte auf Alkoholbasis,konzentrierte Produkte auf Chlorbasis (Ethylenchlorid) und
Produkte auf Ölbasis (Pine-Sol, Lestoil). Diese Stoffe dürfenNICHT zur Reinigung des FreeStyle 5-Kunststoffgehäuses
verwendet werden, da sie den Kunststoff beschädigen können.

Ersetzen Sie die Einwegkanüle gemäß Empfehlung desHerstellers oder Ihres Gerätelieferanten. Weiteres Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Gerätelieferanten.

Halten Sie das FreeStyle 5-Gerät sauber und frei vonFeuchtigkeit und Staub. Reinigen Sie das Kunststoffgehäuse
regelmäßig, indem Sie es mit einem fusselfreien Tuch oder mit
einem feuchten Tuch oder Schwamm und einem milden
Haushaltsreiniger abwischen. Achten Sie besonders auf den
Sauerstoffausgang für die Verbindung mit der Kanüle und stellen
Sie sicher, dass dieser frei von Staub, Wasser und Partikeln ist.

Alle Anweisungen des Herstellers befolgen, damit die Garantievon AirSep ihre Gültigkeit behält.

MN167-1 rev. D

DE-33

FreeStyle™ 5

DE

FilterLuftzufuhrfilter
Entfernen Sie mindestens ein Mal pro Woche die Abdeckung vorne unten am
Gerät und reinigen Sie den Luftzufuhrfilter, der sich innen an der Abdeckung
befindet. (Näheres dazu finden Sie im Abschnitt Filter dieses Handbuchs.) Je nach
Betriebsbedingungen wird Ihr Gerätelieferant Ihnen ggf. eine häufigere Reinigung
empfehlen. Gehen Sie zur korrekten Reinigung des Luftzufuhrfilters wie folgt vor:
1.

Bauen Sie den Filter aus dem Filterhalter aus und waschen Sie ihn inwarmem Seifenwasser aus.

2.

Spülen Sie den Filter gründlich aus und entfernen Sie das restliche
Wasser mit einem weichen, saugfähigen Tuch. Vergewissern Sie sich,dass der Filter trocken ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

3.

Setzen Sie den trockenen Filter wieder ein.
Betreiben Sie das FreeStyle 5-Gerät niemals ohne eingebauten
Luftzufuhrfilter. Wenn ein zweiter Filter vorhanden ist, setzen Sie
den Ersatzfilter ein, bevor Sie den schmutzigen Filter reinigen.

AirSep empfiehlt, dieses Gerät nicht zu sterilisieren.

MN167-1 rev. D

DE-34

FreeStyle™ 5

DE

Tragetasche
Reinigen Sie Tragetasche und Riemen lediglich mit einer Bürste und warmem
Seifenwasser (nicht mit Wasser tränken) und lassen Sie sie an der Luft trocknen.
Die Tasche ist nicht für Waschmaschine oder Wäschetrockner geeignet.

FreeStyle 5-Zubehör
AirSep empfiehlt, außer der Nasenkanüle kein Zubehör mit dem FreeStyle 5 zu
verwenden, das nicht unten in der Liste aufgeführt ist und von AirSep über Ihren
Gerätelieferanten zur Verfügung gestellt wird. Die Verwendung von anderem Zubehör,
das nicht in der folgenden Liste enthalten ist, kann die Leistung und/oder Sicherheit
des tragbaren Sauerstoffkonzentrators FreeStyle 5 beeinträchtigen.
Artikelnr./Beschreibung
PW021-1 AC Wechselstrom-Netzteil (PW021 Kabellänge 1,4 m) mit CD023-1
Netzkabel 120 V AC (2,4 m)
PW021-2 AC Wechselstrom-Netzteil mit CD017-2 Netzkabel Europa (2,5 m)
PW021-3 AC Wechselstrom-Netzteil mit CD025-1 Netzkabel Australien 250 V
AC (2,6 m)
PW021-4 AC Wechselstrom-Netzteil mit CD017-4 Netzkabel (2,5 m)
PW024-1 DC Gleichstrom-Netzteil mit Netzkabeladapter(Kabellänge KfZ-Adapterseite 1 m; Kabellänge Netzteilseite 0,9 m)
BT017-1 AirBelt mit Netzteil (BT017 erweiterte Kabellänge 1,2 m) mit CD023-1
Netzkabel 120V AC (2,4 m)
BT017-2 AirBelt mit Netzteil mit CD017-2 Netzkabel Europa (2,5 m)
BT017-3 AirBelt mit Netzteil mit CD025-1 Netzkabel Australien 250 V AC (2,6 m)
BT017-4 AirBelt mit Netzteil mit CD017-4 Netzkabel Europa (2,5 m)
MI194-1 Luftzufuhrfilter
MI 371-1 Tragetasche
MI284-1 Schulter-Tragegeschirr ermöglicht Umwandlung der mitgelieferten
Tragetasche für das FreeStyle 5-Gerät in einen Rucksack
MI240-2 AirBelt-Verlängerung
MI372-1 Universal-Zubehörtasche
MI378-1 Transportwagen
Die Verwendung anderer als der angegebenen Kabel undAdapter, mit Ausnahme der vom Hersteller des medizinischen
Elektrogeräts als Ersatzteile für interne Komponenten
verkauften Kabel und Adapter, kann zu erhöhten Emissionenoder verringerter Störfestigkeit des FreeStyle 5 führen.

MN167-1 rev. D

DE-35

FreeStyle™ 5

DEMaterialien in direktem oder indirektem Kontakt mit
dem Patienten
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Konzentratorgehäuse ..............................Valtra/ABS/Polystyrol
Konzentratorbedienfeld ...........................Polyester EBG7 oder
gleichwertig
Bedienfeldtür ...........................................Polycarbonat
Konzentratorgriff ......................................Polycarbonat
Gasausgang, Düse..................................Polycarbonat
Luftzufuhrfilter..........................................Schaumstoff, Polyester
Geräteetikett ............................................Lexan
Gerätestandfüße .....................................Polyurethan
Kabelstecker............................................Polycarbonat/Vinylchlorid
Netzkabel ................................................PVC, Metall
Netzteil ....................................................Lexan 940 (Polycarbonit)
Konzentrator-Tragetasche .......................100 % Polyester-Mikrofaser
it PVC-Rückseite
Batterietragetasche, Gürtel und Riemen .... 100 % Polyester-Mikrofaser
mit PVC-Rückseite
Transportwagen ......................................Polypropylen-Kunststoff,
Stahl und Aluminium
Verpackung .............................................Zweifach verstärkter
Wellpappkarton

Alternative Sauerstoffzufuhr
Ihr Gerätelieferant kann für den Fall eines mechanischen Versagens oder eines
Stromausfalls eine weitere Quelle für zusätzliche Sauerstofftherapie empfehlen.

Fehlerbehebung
Das FreeStyle 5-Gerät ist auf jahrelangen störungsfreien Betrieb ausgelegt.
Wenn Ihr tragbarer Sauerstoffkonzentrator FreeStyle 5 nicht richtig funktioniert,
durchsuchen Sie die Tabelle auf den folgenden Seiten nach möglichen Ursachen
und Lösungen. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Gerätelieferanten.
Versuchen Sie nicht, irgendwelche Wartungsarbeiten
außer den in diesem Handbuch aufgeführten möglichen
Problemlösungsmaßnahmen durchzuführen.

MN167-1 rev. D

DE-36

FreeStyle™ 5

DE

ProblemMögliche Ursache

LösungFreeStyle 5 funktioniert
nicht, wenn eine Taste
für die Zufuhreinstellung
gedrückt wird.

Batterie ist leer.

Gerät über Gleichstromoder
Wechselstromsteckdose
betreiben.

Funktionsstörung.

Setzen Sie sich mit Ihrem
Gerätelieferanten in
Verbindung undverwenden Sie eine
alternative Möglichkeit
der Sauerstoffzufuhr.
Ein kontinuierlicher
akustischer Alarm ertönt,
und die (gelbe)
Alarmleuchte blinkt.

Das FreeStyle 5Gerät konnte 15
Minuten lang keine
Atmung feststellen.

Überprüfen Sie die
Verbindung der Kanüle.
Vergewissern Sie sich,dass die Kanüle nicht
geknickt ist.
Stellen Sie sicher, dassdie Kanüle richtig
positioniert ist und Sie
durch die Nase atmen.
Für Mundatmer kann derArzt einen Kinnriemen
empfehlen.

Unterbrochener
Alarmzustand, und die(gelbe) Leuchte blinkt.

Die Batterie muss
geladen werden.

Unterbrochener
Alarmzustand, die(gelbe) Leuchte blinkt
und FreeStyle 5 schaltet
sich ab.

Die Batteriespannung Sofort an eine DC- oder
ist für den Betrieb des AC-Steckdose
FreeStyle 5-Geräts
anschließen.
zu schwach.

MN167-1 rev. D

Innerhalb von 2 Minuten
an eine Gleichstrom- oder
Wechselstromsteckdoseoder an den optionalen
AirBelt anschließen.

DE-37

FreeStyle™ 5

DE

ProblemMögliche Ursache

LösungUnterbrochener
Alarmzustand, und die(gelbe) Alarmleuchte
blinkt.

Die Atemfrequenzübersteigt die
Kapazität desFreeStyle 5-Geräts.

Aktivität reduzieren unddann das Gerät aus- undwieder einschalten, um eszurückzusetzen. Bei
Bedarf zu einer anderen
Sauerstoffquelleüberwechseln und den
Gerätelieferanten zu
Rate ziehen.

Schneller
unterbrochener
Alarmzustand, und die(rote) Alarmleuchte
leuchtet konstant.

Es liegt eineallgemeine
Funktionsstörung vor.

Zu einer anderen
verfügbaren
Sauerstoffquelleüberwechseln und den
Gerätelieferanten zu
Rate ziehen.

Gerät lässt sichbatteriebetrieben
nicht einschalten.

Gerät kann zu warmoder zu kalt sein,
wenn es draußen
gelagert wurde (z. B.
in einem Fahrzeug).

Warten Sie, bis
das Gerät die
Umgebungstemperatur
angenommen hat. Dieser
Vorgang kann bei großem
Temperaturunterschiedeinige Minuten dauern.
Schließen Sie das Gerät
bei Bedarf kurzzeitig mit
einem der Netzteile aneine Stromquelle an, um
die interne Batterie desGeräts aufzuladen.

Verzögerung beim
Aufladen der internen
Batterie.

Die interne Batterieüberschreitet die
Ladetemperatur.

Das Gerät kann betrieben
werden; das Laden darf
jedoch erst fortgesetzt
werden, wenn die
Batterietemperatur
gesunken ist. (Siehe
Hinweise zum
Batterieladegerät.)

MN167-1 rev. D

DE-38

FreeStyle™ 5

DE

ProblemMögliche Ursache

LösungAlarm bei Gebrauch in
Fahrzeugen, an
Gleichstromquelleangeschlossen.

Kein Strom für das
Gerät bei leerer
Batterie;
Gleichstromquelle
lädt nicht auf.

Das Gleichstromnetzteil
von der
Automobilsteckdose
trennen, den Motor desFahrzeugs erneut starten
und das DC-Netzteil
wieder an der DCSteckdose anschließen,um die DC-Versorgung
wieder herzustellen.

Alle anderen Probleme.

MN167-1 rev. D

Zu einer anderen
verfügbaren
Sauerstoffquelleüberwechseln und den
Gerätelieferanten zu
Rate ziehen.

DE-39

FreeStyle™ 5

DE

FreeStyle 5 Technische Daten
Sauerstoffkonzentration:*

1 bis 5 Stoßeinstellungen; entspricht einer
konstanten Zufuhr von 90 % Sauerstoff +5,5/-3 %Sauerstoffdosis:

Einstellung 1: 8,75 ml ± 15 %Einstellung 2: 17,5 ml ± 10 %Einstellung 3: 26,5 ml ± 10 %Einstellung 4: 35,0 ml ± 10 %Einstellung 5: 43,75 ml ± 10 %Abmessungen:27,2 cm hoch x 16,8 cm breit x 11,2 cm tief

Gewicht:

2,8 kg; optionaler AirBelt 0,8 kg

Stromversorgung:Wechselstromversorgung: Eingang: 100-240 V AC,
50-60 Hz, 2 A | Ausgang: 15 V
Gleichstromversorgung: Eingang: 12-24 V DC,
max. 15 A | Ausgang: 15 V DC, max. 8 A

Batteriedauer(wiederaufladbare
Lithiumbatterie)

5 lpm – 1 Stunde; 4 lpm – 1 Stunde, 15 Minuten;
3 lpm – 1 Stunde, 30 Minuten; 2 lpm – 2 Stunden;
1 lpm – 3 Stunden
Optionaler AirBelt in Kombination mit internerBatterie:
5 lpm – 2 Stunden, 30 Minuten; 4 lpm – 3 Stunden;
3 lpm – 3 Stunden, 30 Minuten;
2 lpm – 4 Stunden; 1 lpm – 7 Stunden

Batterieladezeit:

3 Stunden, 15 Minuten; optionaler AirBelt: 3
Stunden

Erste Einschaltzeit

2 Minuten

Batteriezyklen:

ca. 300 Zyklen, danach 80 % Kapazität oderweniger.

MN167-1 rev. D

DE-40

FreeStyle™ 5

DE

Akustische Alarme undvisuelle Stoßanzeigen:Einschalten– akustisches undoptisches Signal(GRÜNE
Leuchtanzeige);
Sauerstoffzufuhr– optisch (GRÜNE
Leuchtanzeige);
Batteriezustand– Batteriestand(GRÜNE
Leuchtanzeigen);
Batterie schwach– akustisches undoptisches Signal(GELBE Leuchtanzeige);
Batterie leer
– akustisches undoptisches Signal(GELBE Leuchtanzeige);
Kanüle nicht verbunden– akustisches undoptisches Signal(GELBE Leuchtanzeige);
Systemüberlastung– akustisches undoptisches Signal(GELBE Leuchtanzeige);
Allgemeine Funktionsstörung – akustisches undoptisches Signal(ROTE Leuchtanzeige).

**Temperaturbereich:Betriebstemperatur:
5 °C bis 40 °C(Relative Luftfeuchtigkeit bis zu 95 %,nicht-kondensierend)
Lagerungstemperatur:-20 °C bis 60 °C**Max. Betriebshöhe:bis zu 3.657 m (483 mmHg) Größere Höhen
können die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen* Basierend auf einem atmosphärischen Druck von 14,7 psi (101 kPa) bei 21 °C**Der Betrieb außerhalb dieser Spezifikationen kann die Fähigkeit des Konzentrators zur Erfüllung derSpezifikationen für die Sauerstoffkonzentration bei höheren Literdurchflussraten begrenzen.

MN167-1 rev. D

DE-41

FreeStyle™ 5

DE“Fortsetzung technische Daten”
Medizinische Geräte erfordern spezielle Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf
EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) und müssen gemäß
den EMV-Informationen in diesem Abschnitt installiert und in Betrieb genommen
werden.
Leitlinie und’Herstellererklärung ± elektromagnetische Störfestigkeit
Das FreeStyle 5-Gerät ist für den Betrieb in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt.
Der Kunde oder der Anwender des FreeStyle 5-Geräts sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung
benutzt wird.

STÖRFESTIGKEIT
Sprüfung

IEC 60601PrüfpegelÜbereinstimmungspegel

Entladung statischer
Elektrizität (ESD)±6 kV
Kontaktentladung±6 kV
Kontaktentladungnach IEC 61000-4-2±8 kV Luftentladung±8 kV Luftentladung

Schnelle transiente
elektrische
Störgrößen/Bursts±2 kV fürNetzleitungen±2 kV fürNetzleitungennach IEC 61000-4-4

Elektromagnetische
Umgebung ± Leitlinien
Der Fußboden sollte aus Holz,
Beton oder Fliesen bestehen. Bei
synthetischen Fußbodenbelägen
sollte die relative Luftfeuchtigkeit
mindestens 30 % betragen.
Die Qualität der
Versorgungsspannung sollte der
eines typischen Gewerbe- oder
Krankenhausumfelds entsprechen.

Nicht anwendbar±1 kV für Ein- und
Ausgangsleitungen

Stoßspannung (Surge)±1 kV
Gegentaktspannung±1 kV
Gegentaktspannung

nach IEC 61000-4-5±2 kV
Gleichtaktspannung±2 kV
Gleichtaktspannung

Spannungseinbrüche,Kurzzeitunterbrechungen
und Schwankungen der
Versorgungsspannung.

<5 % UT(>95 % Einbruch in
UT)
für 0,5 Perioden<5 % UT(>95 % Einbruch in
UT)
für 0,5 Periodennach IEC 61000-4-11

40 % UT(>60 % Einbruch in
UT)
für 5 Perioden

40 % UT(>60 % Einbruch in
UT)
für 5 Perioden

70 % UT(>30 % Einbruch in
UT)
für 25 Perioden

70 % UT(>30 % Einbruch in
UT)
für 25 Perioden<5 % UT(>95 % Einbruch in
UT)
für 5 s<5 % UT(>95 % Einbruch in
UT)
für 5 s

3 A/m

3 A/m

Magnetfeld bei der
Versorgungsfrequenz
nach IEC 61000-4-8

MN167-1 rev. D

Die Qualität der
Versorgungsspannung sollte der
eines typischen Gewerbe- oder
Krankenhausumfelds entsprechen.
Die Qualität der
Versorgungsspannung sollte der
eines typischen Gewerbe- oder
Krankenhausumfelds entsprechen.
Wenn das FreeStyle 5-Gerät auchbei Stromunterbrechungen weiterungestört funktionieren soll, ist es
ratsam, das Gerät mittels einer
unterbrechungsfreien
Stromversorgung (USV) odereiner Batterie zu betreiben.

Magnetfelder bei
Versorgungsfrequenz sollten den
Werten entsprechen, die fürtypische Standorte in einem
typischen Gewerbe- oder
Krankenhausumfeld
charakteristisch sind.

DE-42

FreeStyle™ 5DE

HINWEIS UT ist die Netzwechselspannung vor der Anwendung des Prüfpegels.

MN167-1 rev. D

DE-43

FreeStyle™ 5

DE

Leitlinie und’Herstellererklärung ± elektromagnetische Störfestigkeit
Das FreeStyle 5-Gerät ist für den Betrieb in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der
Kunde oder der Anwender des FreeStyle 5-Geräts sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung benutzt
wird.

STÖRFESTIGKEIT
Stest

IEC 60601PRÜFPEGELÜbereinstimmungspegel

Geleitete HFStörgrößen nachIEC 61000-4-6

3 Ueff
150 kHz bis
80 MHz3 Ueff

Gestrahlte HFStörgrößen nachIEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz bis
2,5 GHz

3 V/mElektromagnetische Umgebung ±Leitlinien
Beim Betrieb tragbarer bzw. mobiler HFKommunikationsgeräte (Sender) sollte zu allen
Teilen des FreeStyle 5-Geräts, einschließlich
Kabeln, ein Schutzabstand eingehalten werden,
der sich je nach Sendefrequenz aus einer derfolgenden Gleichungen errechnet.
Empfohlener Schutzabstand
D= 1,2 x√P

D= 1,2 x√P von 80 MHz bis 800 MHz
D= 2,3 x√P von 800 MHz bis 2,5 GHz
wobeiPdie vom Hersteller angegebene
maximale Nennausgangsleistung desbetreffenden Senders in Watt (W) unddder
empfohlene Schutzabstand in Metern (m) ist.
Die mittels elektromagnetischer
Standortaufnahmeabestimmbare Feldstärke
stationärer HF-Sender sollte unter denÜbereinstimmungspegeln der einzelnen
Frequenzbereiche liegen.b
In der Nähe von Geräten, die das
nebenstehende Symbol tragen, sind Störungenmöglich:HINWEIS 1 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Wert für den jeweils höheren Frequenzbereich.
HINWEIS 2 Diese Richtwerte treffen eventuell nicht auf alle Situationen zu. Die Ausbreitung elektromagnetischer
Wellen wird auch von der Absorption und Reflektion durch Bauten, Gegenstände und Personen beeinflusst.
a. Die Feldstärke stationärer Sender, wie z. B. Basisstationen von Funktelefonen (mobil/schnurlos) und mobilen
Landfunkgeräten, Amateurfunkstationen, AM- und FM-Rundfunk- und Fernsehsender, kann theoretisch nicht
genau vorausberechnet werden. Um die elektromagnetische Umgebung hinsichtlich stationärer HF-Sender zu
ermitteln, sollte eine elektromagnetische Standortaufnahme in Erwägung gezogen werden. Wenn die ermittelte
Feldstärke am Standort, an dem das Gerät verwendet wird, den oben angegebenen HF-Übereinstimmungspegelüberschreitet, sollte das FreeStyle 5-Gerät beobachtet werden, um die bestimmungsgemäße Funktion
nachzuweisen. Wenn ungewöhnliche Leitungsmerkmale beobachtet werden, können zusätzliche Massnahmen
erforderlich sein, wie z. B. eine veränderte Ausrichtung oder ein anderer Standort des FreeStyle 5-Geräts.
b. Über dem Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollte die Feldstärke weniger als 3 V/m betragen.

MN167-1 rev. D

DE-44

FreeStyle™ 5

DE

Empfohlene Schutzabstände zwischen tragbaren bzw. mobilen HF-Kommunikationsgeräten
und dem FreeStyle 5
Das FreeStyle 5-Gerät ist für den Betrieb in einer elektromagnetischen Umgebung vorgesehen, in der gestrahlte
HF-Störgrößen kontrolliert werden. Der Käufer bzw. der Anwender des FreeStyle 5-Geräts kann zur Vermeidung
elektromagnetischer Störungen beitragen, indem er zwischen dem Gerät und tragbaren bzw. mobilen
HF-Kommunikationsgeräten (Sendern) einen von der maximalen Ausgangsleistung der Kommunikationsgeräte
abhängigen Mindestabstand einhält – siehe die Empfehlungen in der folgenden Tabelle.

Maximale
Nennausgangsleistungdes Senders
W

Schutzabstand in Abhängigkeit von der Sendefrequenz(m)
von 150 kHz bis
80 MHzd= 1,2 x√P

von 80 MHz bis
800 MHzd= 1,2 x√P

von 800 MHz bis
2,5 GHzd= 2,3 x√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Für Sender mit einer anderen maximalen Nennausgangsleistung als oben angegeben kann der empfohlene
Schutzabstanddin Metern (m) mit Hilfe der Gleichung für die betreffende Sendefrequenz geschätzt werden, wobei
P die maximale Nennausgangsleistung dieses Senders in Watt (W) nach Angaben des Senderherstellers ist.
HINWEIS 1 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Wert für den jeweils höheren Frequenzbereich.
HINWEIS 2 Diese Richtwerte treffen eventuell nicht auf alle Situationen zu. Die Ausbreitung elektromagnetischer
Wellen wird auch von der Absorption und Reflektion durch Bauten, Gegenstände und Personen beeinflusst.

Leitlinie und’Herstellererklärung ± elektromagnetische Aussendungen
Das FreeStyle 5-Gerät ist für den Betrieb in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt.
Der Kunde oder der Anwender des FreeStyle 5-Geräts sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung
benutzt wird.

AussendungsmessungÜbereinstimmung

Elektromagnetische Umgebung – Leitlinien

Gruppe 1

Das FreeStyle 5-Gerät nutzt HF-Energie nur für seineinterne Funktion. Deshalb sind seine HFAussendungen sehr gering und Störungen in derNähe befindlicher elektronischer Geräte
unwahrscheinlich.

HF-Aussendungennach CISPR 11

HF-Aussendungen
Klasse B
nach CISPR 11
Oberschwingungen

Das FreeStyle 5-Gerät eignet sich zum Betrieb an
jedem Standort, einschließlich Wohnbereiche undEinrichtungen, die direkt an das öffentliche
Niederspannungs-Stromnetz für Wohngebäude
angeschlossen sind.

Klasse A
nach IEC 61000-3-2
Spannungsschwankungen/Flicker
erfüllt
nach IEC 61000-3-3

MN167-1 rev. D

DE-45

FreeStyle™ 5

DE

Klassifikation
Art derAbsicherunggegen Stromschlag:
Klasse II Schutzvor Stromschlag durch doppelte Isolierung.
Grad der Absicherung gegen Stromschlag:
Typ BF Das Gerät bietet einen besonderen Grad der Absicherung
gegen Stromschlag in Bezug auf1) zulässigenKriechstrom;2) Zuverlässigkeit derErdung (falls vorhanden)3) Das Gerät ist nicht für eine Direktanwendungam
Herzen geeignet.
UnabhängigeÜberprüfungim Hinblick auf Normen für elektromedizinische Geräte:
Entspricht gemäß Überprüfung der Norm
IEC 60601-1 Medizinische Elektrogeräte – Teil 1: Allgemeine
Sicherheitsvorschriften
Erfüllt gemäß Überprüfung die geltenden Anforderungender Norm
CAN/CSA C22.2 Nr. 60601-1-08 M90 für medizinische
Elektrogeräte – Teil 1: Allgemeine Sicherheitsvorschriften
Schutzvor möglicher elektromagnetischer oder anderer Störung durchandere Geräte.
Entspricht gemäß Überprüfung der Norm:
IEC 60601-1-2 Medizinische Elektrogeräte, Teil 1: Allgemeine
Festlegungen für die Sicherheit – Ergänzungsnorm:
Elektromagnetische Verträglichkeit – Anforderungen undPrüfungen
RTCA-DO160 Airborne Equipment, Sec. 21, Emission von
HF-Energie
CISPR 11/EN 55011 Klasse B Gruppe 1, “Industrielle,
wissenschaftliche und medizinische Geräte”
FCC Teil 15, Subpart B – Klasse B Unbeabsichtigte Strahler
Zulässige Methoden der Reinigung und des Infektionsschutzes:
Siehe den Abschnitt „Reinigung, Pflege undordnungsgemäße Wartung“ in diesem Patientenhandbuch
für das FreeStyle 5-Gerät.
Sicherheit bei Anwendung in einer Umgebung mit entzündlichen
anästhetischen Gasen:
Dieses Gerätist für eine solche Anwendung nicht geeignet.
Betriebsart:
Dauerbetrieb.

MN167-1 rev. D

DE-46

FreeStyle™ 5

DE

Vertreter in Europa:
Medical Product Services GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany
E-Mail: info@mps-gmbh.eu

MN167-1 rev. D

DE-47

FreeStyle 5™

ES

NO USE ESTE EQUIPO SIN ANTES LEER Y ENTENDER ESTEMANUAL. SI NO PUEDE ENTENDER LAS ADVERTENCIASY LAS INSTRUCCIONES, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU
PROVEEDOR DEL EQUIPO ANTES DE USARLO; DE LO
CONTRARIO PODRÍAN OCURRIR LESIONES O DAÑOS.
Fumar mientras se utiliza oxígeno es la causa número unode lesiones y muertes relacionadas con el fuego. Debeseguir estas advertencias de seguridad:
No permita fumar, ni que haya velas ni llamas vivas en la misma
habitación que el dispositivo o a menos de 5 pies (1,52 metros)de los accesorios que llevan oxígeno.
Fumar mientras usa una cánula de oxígeno puede producir
quemaduras en la cara y posiblemente la muerte.
Si se quita la cánula y la coloca sobre camas, sofás u otro
material acolchado, se producirá un incendio repentino cuando
se exponga a un cigarrillo, fuentes de calor o llamas.
Si fuma, estos tres pasos pueden salvar su vida:apague el concentrador de oxígeno, quite la cánula y salga de lahabitación donde se encuentra este dispositivo.

Se deben colocar bien a la vista letreros de “Prohibido fumar –Oxígeno en uso” en el hogar, o dondequiera que se use elconcentrador de oxígeno. Los pacientes y sus cuidadores
deben ser informados acerca de los peligros de fumar enpresencia de oxígeno médico, o mientras éste se estáutilizando.

FreeStyle 5™

ESÍNDICE
Concentrador de oxígeno
portátil FreeStyle™ 5 de AirSep®
Concentrador de oxígeno portátil FreeStyle™ 5 de AirSep
Símbolos¿Por qué le prescribió oxígeno su médico?
¿Qué es el concentrador de oxígeno portátil FreeStyle 5?
Perfil del operador
FreeStyle 5 para viajar en líneas aéreas – Aprobado por la FAA
Normas de seguridad importantes
Normas de seguridad importantes para el usodel AirBelt opcional
Introducción al concentrador de oxígeno portátil FreeStyle 5
Carga de la batería
Cánula nasal
Componentes de la unidad FreeStyle 5
Instrucciones de funcionamiento
Fuentes de energía
Filtros
Ajuste del selector de flujo
Alarmas/indicadores luminosos
Cómo responder a las alarmas o indicadores
luminosos del FreeStyle 5
Limpieza, cuidado y mantenimiento adecuados
Compartimiento interior
Filtros
Bolsa de transporte
Accesorios para el FreeStyle 5Materiales en contacto directo o indirecto con el paciente
Suministro de oxígeno de reserva
Guía de solución de problemas
Características del FreeStyle 5
Clasificación

ES1
ES1-2
ES3
ES3-4
ES4
ES4
ES5-11
ES12
ES13-16
ES17-20
ES20-21
ES21-22
ES23-24
ES24-25
ES25-26
ES27-28
ES28-29
ES30-31
ES32-35
ES32
ES33
ES33
ES33-34
ES35
ES35
ES35-38
ES39-43
ES44

FreeStyle 5™

ES

Concentrador de oxígeno portátil FreeStyle™ 5 de AirSep
Este manual del paciente le familiarizará con el funcionamiento del concentradorde oxígeno portátil FreeStyle™ 5 de AirSep. Lea y asegúrese de entender toda la
información contenida en este manual antes de usar la unidad FreeStyle 5.
En caso de duda, su proveedor del equipo le responderá con sumo agrado.

SímbolosSe utilizan a menudo símbolos en vez de mensajes escritos en los equipos o elmanual para evitar los malentendidos a causa de los diferentes idiomas.
Los símbolos también permiten facilitar la comprensión de un concepto utilizando
un espacio mínimo.
La tabla de símbolos y definiciones siguiente se utiliza con el concentrador deoxígeno portátil FreeStyle 5.
Símbolo

MN167-1 rev. D

Descripción

Símbolo

Descripción

Advertencia: describe
una práctica poco
segura o peligrosa
que si no se evita
puede ocasionar
daños físicos graves,la muerte o daños
materiales
considerables

Equipo de Clase II,
con aislamiento
doble

Precaución: describe
una práctica poco
segura o peligrosa
que si no se evita
puede ocasionar
daños físicos o daños
materiales menores

Cumple con losrequisitos de la
directiva 93/42/CEE
preparada por laorganización
homologada
N.° 0459

Nota: proporciona
información losuficientemente
importante para
hacer hincapié enella o repetirla

Agencia deseguridad para
CAN/CSA C22.2
N.º 60601-1-08 M90
para equipos
médicos eléctricos

ES-1

FreeStyle 5™

Cumple con RTCA/DO-160
Sección 21
Categoría M

ESConsultar la
documentación
adjunta

Mantener la unidad
y los accesorios
secos

No usar aceite ni
grasa

Se requiere el
desecho apropiado
de los residuos deequipos eléctricos
y electrónicos

No fumarNo desmontar

Equipo tipo BF

Consultar las
instrucciones de uso

Este lado hacia arriba

Frágil – manipularcon cuidado

No exponer a llamas
vivas

Concentrador deoxígeno portátil
aprobado por la FAA

Cumple con RTCA
DO-160 Sección 21
Categoría M.
Requisito FAA
SFAR 106

Ver las instrucciones

Método de desecho de los residuos: Todos los residuos del concentrador deoxígeno FreeStyle 5 de AirSep deben desecharse empleando los métodos
apropiados para ello especificados por las autoridades locales.
Método de desecho del dispositivo: Para proteger el medioambiente, el
concentrador debe desecharse empleando los métodos apropiados para ello
especificados por las autoridades locales.

MN167-1 rev. D

ES-2

FreeStyle 5™

ES¿Por qué le prescribió oxígeno su médico?
Muchas personas padecen enfermedades cardíacas, pulmonares u otras
enfermedades respiratorias. Un gran número de esos pacientes puede
beneficiarse de la oxigenoterapia complementaria en casa, durante un viaje o ensus actividades diarias fuera de casa.
El oxígeno es un gas que compone el 21 % del aire ambiente que respiramos.
Nuestro organismo depende de un suministro constante para funcionar
correctamente. Su médico le ha prescrito un flujo o ajuste particular para tratar sus
problemas respiratorios específicos.
Aunque el oxígeno no es una sustancia adictiva, el uso no autorizado de laoxigenoterapia puede ser peligroso. Consulte a su médico antes de usar este
concentrador de oxígeno. El proveedor que le ha suministrado este equipo deoxígeno le enseñará a usar el concentrador de oxígeno portátil FreeStyle 5.

¿Qué es el concentrador de oxígeno portátil FreeStyle 5?
Los concentradores de oxígeno aparecieron a mediados de los años 70 y se han
convertido en la fuente de oxígeno complementario más práctica y fiable que hay
disponible en la actualidad. Los concentradores de oxígeno son la opción más
rentable, eficaz y segura a las bombonas de oxígeno de alta presión o de oxígeno
líquido. Un concentrador de oxígeno proporciona todo el oxígeno necesario sinnecesidad de usar bombonas ni botellas.
El aire que respiramos contiene aproximadamente un 21 % de oxígeno, 78 % denitrógeno y 1 % de otros gases. En la unidad FreeStyle 5, el aire ambiente pasa a
través de un material regenerador y absorbente llamado “tamiz molecular”. Estematerial separa el oxígeno del nitrógeno. El resultado es un flujo de oxígeno dealta concentración suministrado al paciente.
La unidad FreeStyle 5 utiliza la tecnología avanzada de concentración de oxígeno
y la combina con la tecnología de conservación de oxígeno en un concentradorde oxígeno portátil, liviano y de alta capacidad, con un peso de solamente
6,2 libras (2,8 kg). El FreeStyle 5 produce eficazmente su propio oxígeno y losuministra rápidamente mediante un impulso de oxígeno muy al principio de una
inhalación. De esta manera se elimina el oxígeno desperdiciado de los dispositivosde flujo continuo de oxígeno que suministran oxígeno incluso al exhalar. Esta
pulsación del oxígeno es equivalente a un flujo continuo. El FreeStyle 5 produce
el equivalente a un flujo de hasta 5 lpm (litros por minuto) en un envase livianoque se puede transportar y usar fácilmente fuera de la casa.
El FreeStyle 5 funciona a partir de cuatro fuentes de alimentación diferentes. (VeaMN167-1 rev. D

ES-3

FreeStyle 5™

ESla sección “Fuentes de energía” de este manual).

Perfil del operador:
Los concentradores de AirSep se destinan al suministro de oxígeno complementario
a usuarios que sufren malestar debido a dolencias que afectan a la eficacia de lospulmones para transferir el oxígeno del aire al torrente sanguíneo. Los concentradoresde oxígeno portátiles ofrecen la comodidad de utilizar un sistema sin suministro en
lugar de un sistema con suministro (tanque de O2) lo que hace que el usuario sea
relativamente autosuficiente en cuanto al uso en el hogar, la deambulación (tanto
dentro como fuera de la casa), la movilidad y el estilo de vida en general. El uso de unconcentrador de oxígeno requiere una prescripción de un médico, y no está destinado
a un uso como sistema de respiración artificial.
Aunque la oxígenoterapia se puede prescribir a pacientes de todas las edades, elpaciente típico de oxígenoterapia tiene más de 65 años de edad y padece
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Los pacientes suelen tener
buenas capacidades cognitivas y deben ser capaces de comunicar si tienen
malestar. Si el usuario no es capaz de comunicar la incomodidad, o es incapaz deleer y entender el etiquetado del concentrador y las instrucciones de uso, entonces
se recomienda su uso solamente bajo la supervisión de una persona que sí pueda.
Si se siente alguna incomodidad al utilizar el concentrador, se aconseja a lospacientes que se pongan en contacto con su proveedor de atención médica.
También se recomienda a los pacientes tener oxígeno de reserva disponible (esdecir, una bombona de oxígeno) para el caso de un fallo eléctrico o delconcentrador. No son necesarias otras habilidades o capacidades del usuario parael uso del concentrador.

FreeStyle 5 para viajar en líneas aéreas – Aprobado por la FAA
FreeStyle 5 ha recibido la aceptación de la Administración Federal de Aviación(Federal Aviation Administration, FAA) de los EE.UU. para el uso del oxígeno
a bordo durante el vuelo por los pasajeros en las líneas aéreas comerciales
a través de una enmienda de 2012 al SFAR 106.
Además, a partir del 13 de mayo de 2009, una nueva resolución del Departamento deTransportes (Department of Transportation, DOT)/FAA ha determinado que lascompañías ubicadas en los EE. UU., así como los vuelos internacionales con origeno destino en los EE. UU., deben permitir que los pasajeros utilicen a bordo y en vueloconcentradores de oxígeno portátiles aprobados por la FAA, según sea médicamente
necesario. Consulte directamente con las compañías aéreas con las que desea viajar
la información actualizada sobre sus políticas específicas de uso de concentradoresde oxígeno portátiles.

MN167-1 rev. D

ES-4

FreeStyle 5™

ES---- (Lea la sección “Normas de seguridad importantes”
antes de usar este equipo). ----

Normas de seguridad importantes
Lea atentamente y familiarícese con la siguiente información importante sobre
seguridad relativa al concentrador de oxígeno portátil FreeStyle 5.
Este aparato suministra oxígeno de alta concentración lo que
lo hace muy inflamable. No permita que se fume ni que hayallamas vivas en la misma habitación que (1) este aparato nique (2) ningún accesorio que lleve oxígeno. Omitir esta
advertencia puede ocasionar incendios intensos, daños
materiales, daños físicos o incluso la muerte.

Si presenta alguna molestia o tiene una emergencia médica,obtenga atención médica de inmediato.

No calentar a temperaturas superiores a 140 °F (60 °C)

No use esta unidad como un sistema de respiración artificial.
En los pacientes geriátricos, pediátricos o cualquier otro
paciente incapaz de comunicar su incomodidad mientras usa
esta unidad, podría ser necesario utilizar un sistema devigilancia adicional. Los pacientes con problemas de audición
o de visión podrían necesitar asistencia para controlar
las alarmas
No use aceite, grasa, productos derivados del petróleo ni
otros inflamables en los accesorios que portan oxígeno ni enla unidad FreeStyle 5. Solamente se deben utilizar lociones
o pomadas con base acuosa, compatibles con el oxígeno.
El oxígeno acelera la combustión de sustancias inflamables.

MN167-1 rev. D

ES-5

FreeStyle 5™

ES

El uso incorrecto de la batería de la unidad FreeStyle 5 puede
ocasionar que se caliente o incendie dicha batería y producir
daños graves. Asegúrese de no agujerear, golpear, pisar odejar caer la batería, ni de alguna manera permitir que labatería reciba impactos o descargas fuertes.

Si utiliza el FreeStyle 5 en el exterior con una fuente deenergía de CA, conecte la fuente de energía a una toma con
descarga a tierra solamente.

Peligro de descarga eléctrica. Desconecte el cable dealimentación de la toma de corriente eléctrica antes de limpiar
la unidad, a fin de evitar exponerse a una descarga eléctrica
accidental. Solamente su proveedor del equipo o un técnicode servicio capacitado debe retirar las cubiertas o reparar la
unidad.

Se debe tener cuidado y evitar que la unidad FreeStyle 5 semoje o entre agua en ella. Esto puede hacer que la unidad
falle o se apague.

El uso de cables y adaptadores distintos de los especificados,con la excepción de los cables y los adaptadores vendidos
por el fabricante del equipo eléctrico médico como piezas derepuesto para los componentes internos, puede dar lugar
a mayores emisiones y disminución de la inmunidad de launidad FreeStyle 5.

No está permitida ninguna modificación de este equipo.

MN167-1 rev. D

ES-6

FreeStyle 5™

ES

La unidad FreeStyle 5 no debe utilizarse cerca o encima deotros equipos. Si el uso adyacente o apilado fuese inevitable,
el aparato deberá ser observado para verificar su normal
funcionamiento.

Las leyes federales (de los EUA) restringen este dispositivo asu venta o alquiler por indicación de un médico u otro
proveedor de atención médica con licencia profesional.

En caso de que suene una alarma u observe que la unidad
FreeStyle 5 no funciona debidamente, vea la sección “Guía desolución de problemas” de este manual. Si no puede resolver
el problema, consulte con su proveedor del equipo.

El concentrador de oxígeno portátil FreeStyle 5 puede usarse
cuando duerme si se lo ha recomendado un médico calificado.

El uso de la unidad FreeStyle 5 fuera de su intervalo detemperatura normal de funcionamiento puede afectar a su
rendimiento y reducir el tiempo de funcionamiento de la bateríao aumentar el periodo de carga de la batería. (Vea la sección“Especificaciones” de este manual).

Evite obstruir las tomas de entrada o salida de aire. De lo
contrario, la unidad FreeStyle 5 se podría sobrecalentar, y eso
podría afectar a su funcionamiento.

No use la unidad en un área restringida o con espacio reducido(por ejemplo, dentro de un estuche pequeño o una bolsa)
donde la ventilación podría verse limitada. De lo contrario, launidad FreeStyle 5 se podría sobrecalentar y afectar al
funcionamiento de la misma.

MN167-1 rev. D

ES-7

FreeStyle 5™

ES

Si utiliza la unidad FreeStyle 5 en un automóvil, embarcacióno en otro vehículo con una fuente de alimentación de corriente
continua (CC), asegúrese de que el vehículo esté arrancado yen marcha antes de conectar la unidad FreeStyle 5. Si lafuente de alimentación de CC no se ilumina y requiere
reiniciarla, desconecte la fuente de alimentación de CC de latoma de CC, vuelva a arrancar el vehículo y luego vuelva aconectar la fuente de alimentación de CC en la toma de CC.
No cumplir con estas indicaciones puede causar que la fuentede alimentación no alimente la unidad FreeStyle 5.
Cuando se apaga el automóvil donde está utilizando la unidad
FreeStyle 5, desconecte la unidad del automóvil y llévela con
usted. No deje nunca la unidad FreeStyle 5 en un automóvil
muy caliente ni en otro ambiente similar sometido a altas obajas temperaturas. Usar o guardar la unidad a una
temperatura fuera de su intervalo normal puede afectar el
funcionamiento de la unidad FreeStyle 5. (Vea la sección“Especificaciones” de este manual).
Si la unidad FreeStyle 5 se guarda durante un tiempo
prolongado fuera del intervalo de temperatura normal defuncionamiento, deje que la unidad adquiera su temperatura
normal de funcionamiento antes de encenderla. (Vea lasección “Especificaciones” de este manual).

Es muy importante seleccionar sólo el nivel de oxígeno
prescrito. Cambie la selección de flujo de impulso únicamente
bajo prescripción médica.

Sustituya la cánula desechable según lo recomendado por el
fabricante o el proveedor del equipo. Su proveedor del equipo
dispone de accesorios de repuesto.

MN167-1 rev. D

ES-8

FreeStyle 5™

ES

No coloque el concentrador de manera que sea difícil teneracceso al cable de alimentación.

El concentrador debe estar ubicado de modo que evite loscontaminantes o humos.

El tubo de la cánula no debe estar aplastado ni torcido y su
longitud total máxima es de 25 pies (7,6 m).

Asegúrese de que la cánula esté bien introducida y fija. De esta
manera la unidad FreeStyle 5 puede detectar una inhalación
y suministrar así oxígeno.

Guardar el FreeStyle 5 durante un tiempo prolongado a altas
temperaturas o con una batería totalmente cargada/descargada
puede reducir la vida útil general de la batería.

El inicio del ciclo de carga de la batería de FreeStyle 5 despuésde conectarla a una fuente de alimentación puede tardar varios
minutos, lo que dependerá de la temperatura en que seencuentre. Esto es normal y su objetivo es garantizar que serealice una carga segura.
La batería de la unidad FreeStyle 5 no tiene que estar
totalmente descargada antes de volverla a cargar. Se
recomienda cargar la batería de la unidad FreeStyle 5 despuésde cada uso.

MN167-1 rev. D

ES-9

FreeStyle 5™

ES

El proceso de carga puede tardar varios minutos en iniciarse
después de conectar la unidad a la fuente, dependiendo de latemperatura de funcionamiento interno de la batería. Esto es
normal y su objetivo es garantizar que se realice una carga
segura. Esta circunstancia es más probable que ocurra cuando
la batería está completamente descargada.

Cuando está conectada a CA o CC, la batería de la unidad se
carga hasta que se alcance su plena capacidad, ya sea
mientras la unidad está en funcionamiento o apagada.

Si la batería interna se agota completamente y la unidad
FreeStyle 5 se apaga, la unidad no se puede reiniciar con el
AirBelt. Si esto ocurre, conecte el FreeStyle 5 a su alimentaciónde CA o CC durante un corto período de tiempo con el fin deproporcionar suficiente energía a la batería interna para iniciar
la unidad. El AirBelt se puede conectar a continuación para
proporcionar tiempo de funcionamiento adicional.
Si la fuente de alimentación de la unidad FreeStyle 5permanece conectada cuando la batería está totalmente
cargada, los cuatro LED se apagarán dentro de un plazo de dos
horas y media.
Puede ser necesario conectar inicialmente la fuente dealimentación de CA o CC de FreeStyle 5 a la unidad FreeStyle
5 antes de que la unidad pueda funcionar por primera vez con
la energía de la batería. Puede que su proveedor del equipo ya
haya efectuado este paso por usted.

Utilice solamente el N.º de referencia de AirSep FI194-1 como
filtro de admisión de aire con esta unidad.

MN167-1 rev. D

ES-10

FreeStyle 5™

ES

No utilice el FreeStyle 5 sin el filtro de admisión de aire. Si
dispone de un segundo filtro, coloque este filtro de repuesto
antes de limpiar el filtro sucio.

AirSep no recomienda la esterilización de este equipo.

No trate de realizar ningún mantenimiento que no sea alguno
de los indicados en este manual.

Los equipos portátiles y móviles de comunicación por
radiofrecuencia pueden afectar a los equipos médicos
eléctricos.

La batería recargable de ión litio utilizada en la unidad FreeStyle
5 no tiene que estar completamente descargada para recargarla.
Se recomienda cargar la batería independientemente del nivel decarga que tenga después de su uso.
La batería se cargará cuando la unidad esté apagada, así como
cuando la unidad está funcionando conectada a la fuente dealimentación de CA o CC.
Las baterías de litio pueden perder permanentemente su
capacidad cuando se las expone a temperaturas
extremadamente altas con las baterías totalmente cargadas odescargadas por completo. Para un almacenamiento
prolongado, se recomienda que las baterías se carguen de un 25
al 50 % y que permanezcan dentro de un intervalo detemperatura de 73 ° F (23 °C) ± 2 °C.

MN167-1 rev. D

ES-11

FreeStyle 5™

ES

Se deben colocar bien a la vista letreros de “Prohibido fumar –Oxígeno en uso” en el hogar, o dondequiera que se use elconcentrador de oxígeno. Los pacientes y sus cuidadores deben
ser informados acerca de los peligros de fumar en presencia deoxígeno médico, o mientras éste se está utilizando.

MN167-1 rev. D

ES-12

FreeStyle 5™

ES

Normas de seguridad importantes para el uso del
AirBelt opcional
El uso incorrecto del AirBelt puede ocasionar que se calienteo incendie la batería y producir daños graves. Asegúrese deno agujerear, golpear, pisar o dejar caer la batería, ni dealguna manera permitir que la batería reciba impactos odescargas fuertes.

Vuelva a colocar la tapa de seguridad en el cable del AirBelt
cuando no lo use.

No trate de cargar el AirBelt opcional con la fuente dealimentación de la unidad FreeStyle 5 ya que se podría averiar el
AirBelt.
Use solo la fuente de alimentación del AirBelt suministrada
para cargar el AirBelt.
El inicio del ciclo de carga de la batería después de conectarla
a una fuente de alimentación depende de la temperatura en que
se encuentre el AirBelt. Esto es normal y su objetivo esgarantizar que se realice una carga segura.

El AirBelt no tiene que estar totalmente descargado antes devolverlo a cargar. Se recomienda cargarlo después de cadauso.

Las baterías de litio pueden perder permanentemente su
capacidad cuando se las expone a temperaturas
extremadamente altas con las baterías totalmente cargadas odescargadas por completo. Para un almacenamiento
prolongado, se recomienda que las baterías se carguen de un
25 al 50 % y que permanezcan dentro de un intervalo detemperatura de 73 °F (23 °C) +/- 2 °C.

MN167-1 rev. D

ES-13

FreeStyle 5™

ES(Lea la sección “Normas de seguridad importantes” antes de usar este equipo).

Introducción al concentrador de oxígeno portátil FreeStyle 5
Tal como se muestra en las figuras 1-3, el embalaje de la unidad FreeStyle 5
incluye los siguientes elementos. En caso de que falte alguno, póngase en
contacto con su proveedor del equipo.
••••

concentrador de oxígeno portátil FreeStyle 5 con bolsa de transporte.
manual del paciente (no se muestra)
fuente de alimentación de CA (100-240 voltios, 50/60 Hz) con cable dealimentación.
fuente de alimentación de CC para automóvil

Figura 1: Unidad FreeStyle 5

MN167-1 rev. D

ES-14

FreeStyle 5™

ES

Figura 2: Fuente de alimentación de CA/cable de alimentación del FreeStyle 5

Figura 3: Fuente de alimentación de CC del FreeStyle 5

Además, opcionalmente dispone de un AirBelt para lograr una duración mayor dela batería. Dicho embalaje incluye los siguientes elementos, tal como muestra la
figura 4:••

cinturón para batería AirBelt
fuente de alimentación de CA (100-240 voltios, 50/60 Hz) con cable dealimentación
El uso incorrecto del AirBelt de la unidad FreeStyle 5 puede
ocasionar que se caliente o incendie dicha batería y producir
daños graves. Asegúrese de no agujerear, golpear, pisar odejar caer la batería, ni de alguna manera permitir que labatería reciba impactos o descargas fuertes.

MN167-1 rev. D

ES-15

FreeStyle 5™

ES

Debe leer todas las advertencias, precauciones y notas del AirBelt antes
de proceder a usarlo con su equipo.
Consulte la pág. 9, “Normas de seguridad importantes para el uso del
AirBelt opcional”.
Entre otros accesorios opcionales se incluye un arnés para convertir fácilmente labolsa de transporte del FreeStyle 5 en una mochila (número de referencia MI2841), como se muestra en la figura 5. El FreeStyle 5 también se puede llevar en lacintura, si lo desea, pasando el cinturón AirBelt u otro cinturón que lleve por laspresillas del estuche de transporte del FreeStyle 5. (Vea la figura 6). La bolsa para
accesorios opcionales (número de referencia MI286-1), permite viajar aún más
cómodamente al transportar todos los accesorios de alimentación y AirBelts
opcionales y el arnés, para usarlos en su destino previsto.

Figura 4: AirBelt y fuente de alimentación CA/cable de alimentación

MN167-1 rev. D

ES-16

FreeStyle 5™

ES

Figura 5: Unidad FreeStyle 5 fijada en estilo mochila

Figura 6: Unidad FreeStyle 5 fijada a la cintura

Vuelva a colocar la tapa de seguridad en el cable del AirBelt
cuando no lo use.
Antes de utilizar FreeStyle 5 por primera vez, familiarícese con los componentes
principales. Se ilustran en las figuras de las páginas siguientes y se detallan más
adelante en este manual.
MN167-1 rev. D

ES-17

FreeStyle 5™

ES

Carga de la batería
Asegúrese de que la batería de la unidad se encuentre cargada por completoantes de salir con FreeStyle 5 por primera vez o en usos posteriores. Para
comprobar el nivel de carga de la batería interna, pulse el botón BATT del teclado
de FreeStyle 5. Los LED indicadores de carga sobre el botón BATT se iluminan
para indicar el nivel de carga de la batería interna (25-100 %). Nota: a bateríainterna se carga siempre que la unidad se usa con alimentación de CA o CC. Para
cargar la batería interna del FreeStyle 5, simplemente conecte su fuente dealimentación de CA o la fuente de alimentación de CC a la entrada de corrientede la unidad (tal como se muestra en la figura 7). Asegúrese de alinear
correctamente el cable de alimentación a esta entrada en primer lugar. Para ello,observe la clavija en forma de “D” tanto del conector del cable de alimentación
como de la entrada de corriente en FreeStyle 5. Éstos deben estar bien alineadosy al retirar el cable de alimentación, se debe presionar el botón para sacarlo de launidad FreeStyle 5. Eso garantiza que ni la unidad ni los accesorios dealimentación resulten dañados.

Presione paraquitar el cablede alimentación.
Entrada decorriente dela unidad
FreeStyle 5

Figura 7: Carga de la batería interna

MN167-1 rev. D

ES-18

FreeStyle 5™

ES

AirBelt opcional
Opcionalmente, usted puede disponer de un AirBelt para extender el uso de launidad FreeStyle 5.
El AirBelt opcional (figura 9) puede alimentar la unidad FreeStyle 5 durante un
máximo de 7 horas.
Antes de usar el AirBelt, compruebe que tenga suficiente carga. Éste requiere
aproximadamente 3 horas para cargarse por completo.
El AirBelt está dotado de un indicador de batería que muestra el nivel de carga dela batería (25-100 %). Para comprobar el nivel de carga, pulse el botón en el
teclado del AirBelt. Los indicadores de la batería se iluminarán para mostrar el
nivel de carga (25-100 %).

Figura 8: Carga de la batería del AirBelt

Carga del AirBelt opcional
Para cargar la batería del AirBelt y extender el uso de la unidad:
1) Quite la tapa de seguridad en el extremo del cable del AirBelt (vea la figura
4).
2) Conecte la fuente de alimentación de CA/CC (incluida con el equipo deaccesorios del AirBelt) al extremo del cable de alimentación del AirBelt
como se muestra en la Figura 9.
3) Conecte la fuente de alimentación del AirBelt a un enchufe eléctrico de CApara recargar.

MN167-1 rev. D

ES-19

FreeStyle 5™

ES

AirBelt

Conexión del cabledel AirBelt al cablede alimentación

Fuente de alimentación de
CA/CC PW009-2
Fuente dealimentación de
CA/CC del AirBelt

Figura 9: Configuración para cargar la batería del AirBelt

•
•
•
•

La batería del AirBelt de la unidad FreeStyle 5 se recargará por completo en
aproximadamente 3 horas si estuviera descargada en su totalidad.
Al cargar una batería completamente descargada, los LED seguirán
parpadeando hasta que se llegue a una capacidad de un 25 %. Los LED
dejarán entonces de parpadear.
Cada uno de los cuatro LED, de 25 % a100 %, parpadeará como se indicó
anteriormente y cuando la batería llegue a su máxima capacidad dejarán deparpadear.
Cuando todos los LED dejen de parpadear, la batería se encuentra totalmente
cargada y después de un tiempo se apagarán los cuatro LED.
Las baterías de litio pueden perder permanentemente su
capacidad cuando se las expone a temperaturas extremadamente
altas con las baterías totalmente cargadas o descargadas porcompleto. Para un almacenamiento prolongado, se recomienda
que las baterías se carguen de un 25 al 50 % y que permanezcan
dentro de un intervalo de temperatura de 73 °F (23 °C) +/- 2 °C.
El inicio del ciclo de carga de la batería después de conectarla
a una fuente de alimentación puede tardar varios minutos, lo
que dependerá de la temperatura en que se encuentre el
AirBelt. Esto es normal y su objetivo es garantizar que serealice una carga segura.

MN167-1 rev. D

ES-20

FreeStyle 5™

ES

La batería del AirBelt no tiene que estar totalmente descargada
antes de volverla a cargar. Se recomienda cargar la batería
después de cada uso.

---- (Lea la sección “Normas de seguridad importantes”
antes de usar este equipo). ----Cánula nasal
Se utilizan una cánula nasal y un tubo para suministrar el oxígeno de la unidad
FreeStyle 5 al usuario. El tubo está conectado a la salida de oxígeno de la unidad(vea la figura 10).

Figura 10: Conexión de la cánula a la salida de oxígeno del LifeStyle 5

AirSep recomienda utilizar una cánula nasal con un tubo de 7 pies (2,1 m), N.º dereferencia de AirSep CU002-1. Se pueden usar tubos de hasta 25 pies (7,6 m)
como máximo, incluyendo la cánula nasal.
Reemplace periódicamente la cánula desechable tras su uso
normal. Su proveedor del equipo dispone de accesorios derepuesto.

El tubo de la cánula no debe estar aplastado ni torcido y su
longitud total máxima es de 25 pies (7,6 m).

MN167-1 rev. D

ES-21

FreeStyle 5™

ES

Siga siempre las instrucciones del fabricante de la cánula para
asegurarse usarla correctamente. Consulte a su proveedor deatención médica con licencia profesional para determinar la
frecuencia con que se debe reemplazar la cánula.

Asegúrese de que la cánula esté bien introducida y fija. De esta
manera la unidad FreeStyle 5 puede detectar una inhalación
y suministrar así oxígeno.

Componentes de la unidad FreeStyle 5

Asa
Salida de oxígeno

Salida de aire

Salida de aire

Entrada para
conexiones eléctricas
Cubierta delfiltro/admisión de aire

Figura 11: Vista exterior frontal de la unidad FreeStyle 5

MN167-1 rev. D

ES-22

FreeStyle 5™

ES

Cubierta
antipolvo
Indicador dealarmaIndicadores deflujo de impulso
Indicadores / nivel decarga de la batería

Botones deselecciónde flujo

Botón
de batería (interna)

Figura 12: Detalles del teclado/pantalla de alarmas

Etiqueta/Instrucciones
para el paciente

Figura 13: Vista exterior trasera de la unidad FreeStyle 5

Ahora que se ha familiarizado con los componentes del FreeStyle 5, siga las
instrucciones de las página siguientes para hacer funcionar la unidad FreeStyle 5.

MN167-1 rev. D

ES-23

FreeStyle 5™

ES(Lea la sección “Normas de seguridad importantes” antes de usar este equipo).

Instrucciones de funcionamiento
1.

Sitúe y posicione el FreeStyle 5 de manera que las entradas y lassalidas de aire no estén obstruidas.

2.

Alimente la unidad a través de (a) la batería interna; (b) AirBelt; (c) una
toma de CC (por ejemplo, un automóvil o embarcación a motor) o (c) un
enchufe de CA (por ejemplo, electricidad normal en el hogar). (Vea lasección “Fuentes de alimentación” de este manual del paciente).
No use aceite, grasa, productos derivados del petróleo ni
otros inflamables en los accesorios que portan oxígeno ni enla unidad FreeStyle 5. Solamente se deben utilizar lociones
o pomadas con base acuosa, compatibles con el oxígeno.
El oxígeno acelera la combustión de sustancias inflamables.

No calentar a temperaturas superiores a 140 °F (60 °C)

Puede ser necesario conectar inicialmente la fuente dealimentación de CA o CC de FreeStyle 5 a la unidad
FreeStyle 5 antes de que la unidad pueda funcionar por
primera vez con la energía de la batería. Puede que su
proveedor del equipo ya haya efectuado este paso por usted.
1.
2.
3.

4.

5.

Conecte la cánula en la salida de oxígeno.
Levante la cubierta antipolvo de la unidad.
Encienda la unidad FreeStyle 5 pulsando el botón 1, 2, 3, 4 ó 5 del teclado
de la unidad, dependiendo del flujo en litros prescrito por su médico. El
LED verde sobre el botón seleccionado quedará iluminado. Cada vez que
encienda la unidad FreeStyle 5, se oirá una breve alarma. Indica que el
FreeStyle 5 está preparado para usarse.
Para cambiar el valor del flujo de impulso, pulse el botón adecuado.
Es normal escuchar una diferencia en el sonido al cambiar laconfiguración.
Para apagar la unidad FreeStyle 5, pulse el botón correspondiente alvalor del flujo de impulso iluminado.

MN167-1 rev. D

ES-24

FreeStyle 5™

ES

Cuando el FreeStyle 5 detecta una inhalación, le suministra oxígeno a través dela cánula.
Después de encender el FreeStyle 5, el tiempo necesario para alcanzar laconcentración mínima de oxígeno es de unos dos minutos.

(Lea la sección “Normas de seguridad importantes” antes de usar este equipo).

Fuentes de energía
El FreeStyle 5 puede recibir energía de cuatro formas diferentes: la batería interna,
una fuente de alimentación de CA, una fuente de alimentación de CC y una batería
portátil opcional ubicada en el cinturón AirBelt en combinación con la bateríainterna de la unidad.
1.

2.

3.

Batería interna: dentro de la unidad FreeStyle 5 se encuentra una
batería interna recargable. Cuando se encuentra totalmente cargada,
proporciona energía a la unidad FreeStyle 5 durante un máximo de
3 horas. Cuando el nivel de la batería baja se emite una alarma acústicapara indicarlo. La alarma se presenta en la sección “Alarmas/indicadores
luminosos” de este manual.
Carga de la batería: para cargar la batería interna, conecte la unidad
FreeStyle 5 a una fuente de alimentación de CA y una toma de CA de100-240 voltios, 50/60 Hz, o bien conéctela a una toma de CC en un
automóvil (embarcación, autocaravana, etc.). Una batería descargada
tarda aproximadamente 3 horas y 15 minutos en cargarse por completo.
Se recomienda recargar la batería, aunque sólo se haya descargado
parcialmente, tan a menudo como sea posible.
Fuente de alimentación de CA: una fuente de alimentación de CA
permite conectar la unidad FreeStyle 5 a una toma de 100-240 voltios,
50/60 Hz. La fuente de alimentación convierte la CA de 100-240 voltios
a tensión de CC para la unidad FreeStyle 5. Cuando la unidad FreeStyle
5 funciona con la fuente de alimentación de CA, la corriente alimenta la
unidad y recarga la batería del FreeStyle 5 al mismo tiempo.
Fuente de alimentación de CC: una fuente de alimentación de CC
puede conectarse desde la unidad FreeStyle 5 a una toma de CC de
12 voltios de un automóvil (embarcación, autocaravana, etc.). Cuando el
FreeStyle 5 está conectado a la toma de CC del automóvil, la batería delautomóvil suministra corriente a la unidad FreeStyle 5 y recarga la bateríadel FreeStyle 5 simultáneamente.

MN167-1 rev. D

ES-25

FreeStyle 5™

4.

ES

AirBelt opcional (accesorio de cinturón para batería externa): el
FreeStyle 5 también puede recibir corriente de un cinturón con batería
externa. Este cinturón puede llevarse en la cintura y cuando se usa junto
con una batería interna totalmente cargada, suministra corriente a launidad FreeStyle 5 hasta un máximo de 7 horas. La batería del cinturón
se conecta a la entrada de corriente de la unidad FreeStyle 5 y puede
recargarse si la conecta a la fuente de alimentación de CA de la propia
batería del cinturón.
Cuando se utiliza el AirBelt junto con una batería interna totalmente
cargada, la batería interna del FreeStyle 5 se agotará antes que el
AirBelt. El AirBelt debe estar conectado a la unidad FreeStyle 5 antes
que la batería interna del FreeStyle 5 se agote. Observe y conecte el
AirBelt a la unidad FreeStyle 5 antes de que su batería interna se
descargue a un nivel del 25 % o inferior.
Si la batería interna se agota completamente y la unidad
FreeStyle 5 se apaga, la unidad no se puede reiniciar con el
AirBelt. Si esto ocurre, conecte el FreeStyle 5 a su
alimentación de CA o CC durante un corto período de tiempo
con el fin de proporcionar suficiente energía a la bateríainterna para iniciar la unidad. El AirBelt se puede conectar acontinuación para proporcionar tiempo de funcionamiento
adicional.

Filtros
El aire entra en el FreeStyle 5 a través de un filtro de admisión de aire situado
debajo de la cubierta en la parte delantera e inferior del concentrador de oxígeno.
(Vea las figuras 14 y 15). Este filtro impide que el polvo y otras partículas grandes
del aire penetren en la unidad. Antes de utilizar el FreeStyle, asegúrese de que
este filtro esté limpio y colocado correctamente. (vea la sección “Limpieza, cuidado
y mantenimiento adecuado/Filtros/Filtro de admisión de aire” de este manual)

MN167-1 rev. D

ES-26

FreeStyle 5™

ES

Figura 14: Extracción de la cubierta del filtro de admisión de aire

Figura 15: Desmontaje del filtro de la cubierta del filtro

No utilice el FreeStyle 5 sin el filtro de admisión de aire. Si
dispone de un segundo filtro, coloque este filtro de repuesto
antes de limpiar el filtro sucio.

Utilice solamente el N.º de referencia de AirSep FI194-1 como
filtro de admisión de aire con esta unidad.

MN167-1 rev. D

ES-27

FreeStyle 5™

ES

Ajuste del selector de flujo
La unidad FreeStyle 5 dispone de cinco ajustes para el flujo de impulso: 1, 2, 3, 4
y 5, lo que ofrece flujos equivalentes a 1-5 lpm de oxígeno, respectivamente.
Levante la cubierta antipolvo del teclado de la unidad y pulse el botón 1, 2, 3, 4, ó
5, que corresponda al flujo de impulso de oxígeno que su médico le ha prescrito.
(Vea las figuras 16 y 17).

Figura 16: Cómo levantar la cubierta antipolvo de la pantalla del teclado

Figura 17: Pulsación del botón de selección de flujo

MN167-1 rev. D

ES-28

FreeStyle 5™

ES

Es muy importante seleccionar sólo el nivel de oxígeno
prescrito. Cambie la selección de flujo de impulso únicamente
bajo prescripción médica.

Alarmas/indicadores luminosos
Cuando la unidad FreeStyle 5 detecta una inhalación, administra un impulso deoxígeno a través de la cánula nasal. La luz verde sobre el panel de control de launidad parpadea cada vez que se detecta una respiración.
Además, cuando la unidad está en funcionamiento y al mismo tiempo está siendocargada a través de la fuente de alimentación de CA o CC, el indicador de cargade la unidad FreeStyle 5 muestra el nivel de carga de la batería (estado de cargadel 25 % al 100 %) y permanece encendido aproximadamente hasta dos horas y
media después de alcanzar la carga completa.
Una alarma acústica se emite si el nivel de la batería del FreeStyle 5 está bajo, si
la cánula está desconectada o si el funcionamiento de la unidad no cumple conlas especificaciones. Las alarmas visuales y acústicas se detallan a continuacióny se resumen en una tabla que se encuentra más adelante en esta sección delmanual.
En caso de que suene una alarma u observe que la unidad
FreeStyle 5 no funciona debidamente, vea la sección “Guíade solución de problemas” de este manual. Si no puede
resolver el problema, consulte con su proveedor del equipo.

Si presenta alguna molestia o tiene una emergencia médica,obtenga atención médica de inmediato.

••

ArranqueUna breve alarma suena durante el arranque. El equipo FreeStyle 5
empieza a funcionar cuando se interrumpe la alarma.
Batería baja
Cuando el nivel de carga de la batería se aproxima a un nivel bajo, suena
una breve alarma intermitentemente y el iindicador luminoso de cargaamarillo del nivel 25 % (figura 12) parpadea también. Cuando se produzca
esto, conecte la unidad FreeStyle 5 a una toma de CC o de CA, o biencambie a otra fuente de oxígeno antes de transcurridos dos minutos.

MN167-1 rev. D

ES-29

FreeStyle 5™

•

•

•

ES

Cuando la unidad FreeStyle 5 se conecta a una toma de corriente de CC ode CA, la unidad funciona simultáneamente mientras se recarga la bateríade la unidad. El nivel de la carga de batería se indica mediante losindicadores de carga.
Cánula desconectada
Cuando la unidad FreeStyle 5 está en funcionamiento y no detecta
respiración durante 15 minutos, se emite una alarma continua, y se ilumina
la luz amarilla de alarma después de 15 minutos. Si esto ocurre,compruebe la conexión entre la cánula y la unidad FreeStyle 5, asegúrese
de tener la cánula nasal correctamente colocada en la cara y de respirarpor la nariz. (Su médico puede recomendarle el uso de una cinta para labarbilla, si fuera necesario). Si la alarma continúa sonando, utilice otra
fuente de oxígeno disponible y póngase en contacto con su proveedor delequipo.
Capacidad del FreeStyle excedida
Si su frecuencia respiratoria excede la capacidad del FreeStyle 5, una
alarma rápida suena dos veces por segundo y la luz amarilla de alarma
parpadea. En ese caso, la frecuencia respiratoria del FreeStyle 5 nocumple las especificaciones de la unidad. Deberá reducir toda actividad
física, y reiniciar la unidad apagándola y volviendo a encenderla. Si fuera
necesario, use otra fuente de oxígeno disponible y póngase en contacto
con su proveedor del equipo.
Fallo general
Si el FreeStyle 5 presenta un fallo general, suena una alarma acústicarápida dos veces por segundo y la luz roja de alarma se enciende
continuamente. En ese caso, la concentración de oxígeno que el FreeStyle
5 suministra es inferior a las especificaciones de la unidad. Debe usar otra
fuente de oxígeno disponible y ponerse en contacto con su proveedor delequipo.
No use esta unidad como un sistema de respiración artificial.
En los pacientes geriátricos, pediátricos o cualquier otro
paciente incapaz de comunicar su incomodidad mientras usa
esta unidad, podría ser necesario utilizar un sistema devigilancia adicional. Los pacientes con problemas de audición
o de visión podrían necesitar asistencia para controlar las
alarmas.

MN167-1 rev. D

ES-30

FreeStyle 5™

ES

Cómo responder a las alarmas o indicadores luminososdel FreeStyle 5
Situación

Alarmaacústica

Luz

Indicación

AcciónIndicador

Breve,
continua,durante elarranqueImpulso; luz
continua(verde)Se ha encendido el
FreeStyle 5.

Puede empezara utilizar la unidad
FreeStyle 5.

Indicador

No

Impulso; luzintermitente(verde)El FreeStyle 5 estásuministrando
oxígeno por medio
de impulsos.

Siga utilizando
el FreeStyle 5
normalmente.

Indicador

No

Indicador de
nivel

Nivel de carga dela batería.

Cargue según lo
indicado.

AlarmaContinua:
pitidoAlarma; luz
continua(amarilla)

La unidad no ha
detectado ninguna
respiración durante
un tiempo
predeterminado.

Compruebe laconexión de lacánula. Asegúrese
de que respira por lanariz. Si la alarma
persiste, póngase
en contacto con su
proveedor delequipo.

AlarmaIntermitente:
pitidoAlarma BATT
del 25 %; luz
indicadorade bateríaintermitente(amarilla)

El voltaje de labatería es
demasiado bajo
para que funcioneel FreeStyle 5.

Conecte la unidad
FreeStyle 5 en una
toma de CC o una
toma de CA deinmediato.

AlarmaIntermitente:bip, bip

25% (amarillo)
BATT; luzindicadora debatería
intermitente

Apagado de labatería debido a labaja tensión.

Conecte la unidad
FreeStyle 5 en una
toma de CC o una
toma CA deinmediato.

MN167-1 rev. D

ES-31

FreeStyle 5™

ES

AlarmaIntermitentey rápida:
bip, bip, bip...

Alarma; luzintermitente(amarilla)

La frecuencia
respiratoria excede
la capacidad de launidad FreeStyle 5.

Reduzca laactividad yentonces, si fuera
necesario, use otra
fuente de oxígeno
disponible. Póngase
en contacto con su
proveedor delequipo.

AlarmaIntermitentey rápida:
bip, bip, bip...

Alarma; luz
continua (roja)

Se ha producido un Apague la unidad.
fallo general de laCambie a otra
unidad FreeStyle 5. fuente de oxígeno
y póngase en
contacto con su
proveedor delequipo.

Visualización doble:
Estado de alarma (amarillo)
Fallo general (rojo)

Figura 16: Indicador de alarmas

MN167-1 rev. D

ES-32

FreeStyle 5™

ES

Limpieza, cuidado y mantenimiento adecuados
Compartimiento interior
Apague la unidad FreeStyle 5 y desconecte el cable de corriente
antes de limpiar el compartimiento interior.

No use líquido directamente en la unidad FreeStyle 5 para
limpiarla. Una lista no exhaustiva de agentes químicos que no sedeben usar según indica el fabricante del plástico, incluye lossiguientes: alcohol y productos de base alcohólica, productos abase de cloro concentrado (cloruro de etileno) y productos debase oleosa (Pine-Sol, Lestoil). Éstos NO deben ser utilizados
para limpiar la carcasa de plástico del FreeStyle 5, ya que pueden
dañar el plástico de la unidad.

Sustituya la cánula desechable según lo recomendado por el
fabricante o el proveedor del equipo. Su proveedor del equipo
dispone de accesorios de repuesto.

Mantenga la unidad FreeStyle 5 limpia y evite la humedad y el
polvo. Limpie regularmente la cubierta de plástico con un paño sin
pelusa o con un paño o esponja humedecidos con un detergentedoméstico suave. Asegúrese de que la salida de oxígeno a la quese conecta la cánula no tenga polvo, agua ni partículas.

Para no perder la garantía de AirSep, siga todas las instrucciones
del fabricante.

MN167-1 rev. D

ES-33

FreeStyle 5™

ES

Filtros
Filtro de admisión de aire
Al menos una vez a la semana, retire la cubierta de la parte inferior delantera dela unidad y lave el filtro de admisión de aire, colocado dentro de la propia cubierta(consulte la sección “Filtros” de este manual). Su proveedor del equipo le podría
indicar que lo limpie más a menudo en función de las condiciones de uso. Siga elprocedimiento siguiente para limpiar correctamente el filtro de admisión de aire:
1.

Retire el filtro de la cubierta del filtro de admisión de aire y lávelo con
una solución de agua tibia y jabón.

2.

Enjuague bien el filtro y retire el exceso de agua con una toalla suave
y absorbente. Asegúrese de que el filtro esté seco antes de volver
a colocarlo.

3.

Coloque de nuevo el filtro seco.
No utilice el FreeStyle 5 sin el filtro de admisión de aire. Si dispone
de un segundo filtro, coloque este filtro de repuesto antes de limpiar
el filtro sucio.

AirSep no recomienda la esterilización de este equipo.

Bolsa de transporte
Para limpiar la bolsa de transporte y la correa, cepíllelas solamente con aguajabonosa tibia (no sature la bolsa), luego deje que se sequen al aire libre. No laslave ni las seque a máquina.

Accesorios para el FreeStyle 5
Además de la cánula nasal, AirSep recomienda que no utilice accesorios con el
FreeStyle 5 aparte de los mencionados a continuación y siempre suministrados
por AirSep mediante su proveedor del equipo. El uso de accesorios noenumerados en la lista que sigue podría afectar al funcionamiento o a la seguridad
del concentrador de oxígeno portátil FreeStyle 5.

MN167-1 rev. D

ES-34

FreeStyle 5™

ES

Número de referencia/Descripción
Fuente de alimentación de CA PW021-1 (longitud del cable de PW021 4 pies6 pulgadas/1,4 m) con cable de alimentación CD023-1 de 120 VCA(8 pies/2,4 m)
Fuente de alimentación de CA PW021-2 con cable de alimentación para
Europa CD017-2 (8 pies-2 pulgadas/2,5 m)
Fuente de alimentación de CA PW021-3 con cable de alimentación para
Australia CD025-1 de 250 VCA (6 pies-6 pulgadas/2,6 m)
Fuente de alimentación de CA PW021-4 con cable de alimentación para el
Reino Unido CD017-4 (8 pies-2 pulgadas/2,5 m)
Fuente de alimentación de CC PW024-1 incluyendo adaptador para cable dealimentación(longitud del cable adaptador para el coche, lateral 3 pies-5 pulgadas/1 m;longitud del cable de alimentación, lateral 3 pies-1 pulgada/0,9 m)
BT017-1 AirBelt con fuente de alimentación (longitud del cable extendido
BT017 4 pies/1,2 m) con cable de alimentación CD023-1 de 120 VCA(8 pies/2,4 m)
BT017-2 AirBelt con fuente de alimentación con cable de alimentación para
Europa CD017-2 (8 pies-2 pulgadas/2,5 m)
BT017-3 AirBelt con fuente de alimentación con cable de alimentación para
Australia CD025-1 de 250 VCA (6 pies-6 pulgadas/2,6 m)
BT017-4 AirBelt con fuente de alimentación con cable de alimentación para el
Reino Unido CD017-4 (8 pies-2 pulgadas/2,5 m)
MI194-1 Filtro de admisión de aire
MI 371-1 Bolsa de transporte
MI284-1 Opción de arnés para hombros que permite lque la bolsa detransporte del FreeStyle 5 suministrada pueda convertirse en una mochila
MI240-2 AirBelt, extensor
MI372-1 Bolsa para transporte de todos los accesorios
MI378-1 Carrito de transporte
El uso de cables y adaptadores distintos de los especificados,con la excepción de los cables y los adaptadores vendidos
por el fabricante del equipo eléctrico médico como piezas derepuesto para los componentes internos, puede dar lugar
a mayores emisiones y disminución de la inmunidad de launidad FreeStyle 5.

MN167-1 rev. D

ES-35

FreeStyle 5™

ES

Materiales en contacto directo o indirecto con el paciente
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Carcasa del concentrador ......................Valtra/ABS/Poliestireno
Panel de control del concentrador ...........Poliéster EBG7 o equivalente
Puerta del panel de control .....................Policarbonato
Asa del concentrador .............................Policarbonato
Salida del gas, boquilla ..........................Policarbonato
Filtro de admisión de aire .......................Espuma, poliéster
Etiquetado de la unidad ..........................Lexan
Pies de la unidad ....................................Poliuretano
Conectores de cables .............................Policarbonato / Cloruro deviniloCables de alimentación ...........................PVC, metal
Fuente de alimentación ...........................Lexan 940 (policarbonato)
Estuche de transporte del concentrador.....100 % microfibra de poliéster
con refuerzo de PVC
Bolsa de transporte de la batería,
el cinturón y la correa
100 % microfibra de poliéster
con refuerzo de PVC
Carrito de transporte ..............................Plástico de polipropileno, aceroy aluminio
Embalaje ................................................Cartón corrugado doblemente
reforzado

Suministro de oxígeno de reserva
El proveedor del equipo puede sugerirle otra fuente alternativa de oxigenoterapia
en caso de fallo mecánico o de corte eléctrico.

Guía de solución de problemas
El producto FreeStyle 5 está diseñado para ofrecer años de funcionamiento sin
problemas.
Si su concentrador de oxígeno portátil FreeStyle 5 no funciona correctamente,
consulte la tabla que encontrará en las siguientes páginas en busca de posibles
causas y soluciones y, si fuera necesario, consulte con su proveedor del equipo.
No trate de realizar ningún mantenimiento que no sea alguno delos indicados en este manual.

MN167-1 rev. D

ES-36

FreeStyle 5™

ES

Problema

Causa probable

Solución

El FreeStyle 5 no
funciona cuando se
pulsa un botón deselección de flujo deimpulso.

Batería descargada.

Alimente la unidad a
través de una toma de
CC o de CA.

Una alarma acústicasuena continuamente yla luz (amarilla) dealarma parpadea.

El FreeStyle 5 no ha
detectado ninguna
respiración durante
15 minutos.

Fallo defuncionamiento.

Póngase en contacto con
su proveedor del equipo,
y use otra fuente deoxígeno según sea
necesario.
Compruebe la conexiónde la cánula.
Asegúrese de que eltubo de la cánula no estéaplastado ni torcido.
Asegúrese de que lacánula esté en la
posición correcta y que
usted respira por la nariz.
En el caso de respirarpor la boca su médico
puede recomendar una
cinta de barbilla.

Estado de alarmaintermitente, y la luz(amarilla) parpadea.

Es necesario recargar Conecte la unidad a una
la batería.
toma de CC o CA antes
de transcurridos 2
minutos, o conéctela al
AirBelt opcional.

Estado de alarmaintermitente, y la luz(amarilla) parpadea y la
unidad FreeStyle 5 seapaga.

El voltaje de labatería es demasiado
bajo para que
funcione la unidad
FreeStyle 5.

MN167-1 rev. D

Conecte la unidad a una
toma de CC o CA deinmediato.

ES-37

FreeStyle 5™

ES

Problema

Causa probable

Solución

Estado de alarmaintermitente, y la luz(amarilla) de alarma
parpadea.

La frecuencia
respiratoria excedió lacapacidad de launidad FreeStyle 5.

Reduzca la actividad,
apague la unidad yvuelva a encenderla parareiniciarla. Si fuera
necesario, use otra
fuente de oxígeno
disponible y póngase en
contacto con su
proveedor del equipo.

Estado de alarma rápida
e intermitente, y la luz(roja) de alarma estáencendida
continuamente.

Ha ocurrido un fallo
general.

Use otra fuente deoxígeno disponibley póngase en contacto
con su proveedordel equipo.

La unidad no arranca
con la alimentación de labatería.

La unidad puede
estar caliente o fría si
queda en el exterior,
por ejemplo en elinterior de unautomóvil.

Deje que la unidad lleguea una temperatura
normal defuncionamiento, lo cual
puede llevar varios
minutos, si quedó
expuesta a temperaturas
extremas. Conecte
temporalmente una
fuente de alimentación
CA o CC a la toma decorriente de la unidad yfuente de alimentación,
según sea necesario,
para reiniciar la bateríainterna de la unidad.

Demora al cargar labatería interna.

La batería interna
La unidad se puede usar;
supera la temperatura sin embargo, la carga dede carga.
la batería no comenzará
hasta que se reduzca su
temperatura. (Vea las
notas sobre el cargador
de la batería).

MN167-1 rev. D

ES-38

FreeStyle 5™

ES

Problema

Causa probable

Solución

La unidad emite una
alarma cuando se usa
en el automóvil mientras
está conectada a la tomade CC.

La unidad no recibe
alimentación si labatería está
descargada y la tomade CC no carga.

Desconecte la fuente dealimentación de CC de latoma del automóvil,vuelva a arrancar elvehículo y vuelva aconectar la fuente dealimentación de CC a latoma de CC delautomóvil para reiniciar
la fuente de alimentaciónde CC.

Todos los demás
problemas.

MN167-1 rev. D

Use otra fuente deoxígeno disponibley póngase en contacto
con su proveedordel equipo.

ES-39

FreeStyle 5™

ES

Características del FreeStyle 5
Concentración deoxígeno:*ajuste de 1-5 impulsos; equivalente a un flujo
continuo de 90 % de oxígeno +5,5 / -3%

Dosis en losimpulsos:Ajuste 1: 8,75 ml ± 15 %Ajuste 2: 17,5 ml ± 10 %Ajuste 3: 26,5 ml ± 10 %Ajuste 4: 35,0 ml ± 10 %Ajuste 5: 43,75 ml ± 10 %Dimensiones:

10,7 pulg. de alto x 6,6 pulg. de ancho x 4,4 pulg. defondo (27,2 cm de alto x 16,8 cm de ancho x 12,2 cm
de fondo)

Peso:

6,2 libras (2,8 kg); 1,8 libras (0,8 kg) AirBelt opcional

Corriente:

Fuente de alimentación de CA: Entrada: 100-240
VCA, 50-60 Hz, 2 A | Salida: 15 V
Fuente de alimentación de CC: Entrada: 12-24 VCC,
15 A máx. | Salida: 15 VCC, 8 A máx.

Duración de la batería(bateria de litio
recargable)

5 lpm – 1 hora; 4 lpm – 1 hora, 15 minutos; 3 lpm – 1
hora, 30 minutos; 2 lpm – 2 horas; 1 lpm – 3 horas
AirBelt opcional en combinación con la bateríainterna:
5 lpm – 2 horas, 30 minutos; 4 lpm – 3 horas; 3 lpm –3 horas, 30 minutos;
2 lpm – 4 horas, 30 minutos; 1 lpm – 7 horas

Periodo de recargade la batería:

3 horas, 15 minutos; AirBelt opcional: 3 horas

Tiempo de arranqueinicial2 minutos

Ciclo de vida útil de labatería:Aproximadamente 300 ciclos; entonces 80 % de lacapacidad o inferior.

MN167-1 rev. D

ES-40

FreeStyle 5™

ES

Alarmas acústicas eindicadores visuales
de pulso:

Arranque– acústica y visual(luz indicadora VERDE);
Flujo de impulso– visual (luz indicadora
VERDE);
Estado de la batería– nivel de la batería(luces indicadoras
VERDES);
Batería baja
– acústica y visual(luz AMARILLA de alarma);
Batería apagada– acústica y visual(luz AMARILLA de alarma);
Cánula desconectada– acústica y visual(luz AMARILLA de alarma);
Sobrecarga del sistema – acústica y visual(luz AMARILLA de alarma);
Fallo general– acústica y visual(luz ROJA de alarma).

**Intervalo detemperatura:

Temperatura de funcionamiento:
De 41 °F a 104 °F (de 5 °C a 40 °C)(HR hasta el 95 % [sin condensación])
Temperatura de almacenamiento:
De -4 °F a 140 °F (de -20 °C a 60 °C)**Máx. altitud defuncionamiento:

hasta 12.000 pies (3.657,6 m) (483 mmHg) Mayores
altitudes pueden afectar al rendimiento* Para una presión atmosférica de 14,7 psi (101 kPa) a 70 °F (21 °C)**El funcionamiento fuera de estas especificaciones puede limitar la capacidad del concentrador para
cumplir las especificaciones de concentración de oxígeno a tasas de flujo en litros más altas.

MN167-1 rev. D

ES-41

FreeStyle 5™

ES“Especificaciones (continuación)”
El equipo médico requiere precauciones especiales con respecto a la compatibilidad
electromagnética (CEM) y necesita instalación y puesta en servicio de acuerdo con
la información de CEM proporcionada en esta sección.
Guía y declaración del fabricante ± inmunidad electromagnéticaEl FreeStyle 5 está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El
cliente o el usuario del FreeStyle 5 debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.

Prueba de
INMUNIDAD
Descarga
electrostática
(ESD)

Nivel de prueba
IEC 60601

Nivel deconformidad±6 kV contacto±6 kV contacto±8 kV aire

±8 kV aire

±2 kV para líneas
de alimentación±2 kV para líneas dealimentación±1 kV para líneas
de de entrada /salidaNo aplicable

IEC 61000-4-4
Pico±1 kV línea a línea±1 kV línea a línea

IEC 61000-4-5±2 kV línea a tierra±2 kV línea a tierra

Caídas de tensión,interrupciones
breves yvariaciones detensión en laalimentación.

<5 % UT(>95 % caída en UT)
durante 0,5 ciclos<5 % UT(>95 % caída en UT)
durante 0,5 ciclos

40 % UT(60 % caída en UT)
durante 5 ciclos

40 % UT(60 % caída en UT)
durante 5 ciclos

70 % UT(30 % caída en UT)
durante 25 ciclos

70 % UT(30 % caída en UT)
durante 25 ciclos<5 % UT(>95 % caída en UT)
durante 5 s<5 % UT(>95 % caída en UT)
durante 5 s

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-2
Transitorios
eléctricos
rápidos/en ráfagas

IEC 61000-4-11Campo magnético
a la frecuencia dealimentación

Entorno electromagnético ± guía
Los suelos deben ser de madera,
hormigón o baldosas de cerámica. Si lossuelos están recubiertos con material
sintético, la humedad relativa debe ser deal menos un 30 %.
La calidad de la red eléctrica debe ser lade un entorno comercial u hospitalario
típicos.

La calidad de la red eléctrica debe ser lade un entorno comercial u hospitalario
típicos.
La calidad de la red eléctrica debe ser lade un entorno comercial u hospitalario
típicos. Si el usuario del FreeStyle 5
requiere un funcionamiento continuo
durante las interrupciones en la red, se
recomienda que el FreeStyle 5 sea
alimentado por un sistema de alimentación
ininterrumpida (SAI) o una batería.

Los campos magnéticos a la frecuencia dealimentación deben tener los niveles
característicos de una ubicación típica en
un entorno comercial u hospitalario típicos.

IEC 61000-4-8
NOTA UT es la tensión de la red de c.a. antes de la aplicación del nivel de prueba.

MN167-1 rev. D

ES-42

FreeStyle 5™

ES

Guía y declaración del fabricante ± inmunidad electromagnéticaEl FreeStyle 5 está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El
cliente o el usuario del FreeStyle 5 debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno electromagnético.

Prueba de
INMUNIDAD

NIVEL DEPRUEBA IEC
60601

Nivel deconformidad

RF conducidas
IEC 61000-4-6

3 VrmsDe 150 kHz
a 80 MHz

3 VrmsRF radiadas
IEC 61000-4-3

3 V/m
De 80 MHza 2,5 GHz

3 V/mEntorno electromagnético ± guía
Los equipos portátiles y móviles de comunicación por
radiofrecuencia (RF) no deben utilizarse más cerca
de ninguna pieza del FreeStyle 5, incluidos los
cables, que la distancia de separación recomendadacalculada a partir de la ecuación aplicable a lafrecuencia del transmisor.
Distancia de separación recomendada
D= 1,2 x √P

D= 1,2 x √P desde 80 MHz hasta 800 MHz
D= 2,3 x √P desde 800 MHz hasta 2,5 GHz
en donde P es la potencia de salida máxima deltransmisor en vatios (W) según el fabricante deltransmisor y d es la distancia de separación
recomendada en metros (m).
Las intensidades de campo de transmisores de RF
fijos, según lo determinado por un studio del sitio
electromagnéticoa debe ser menor que el nivel deconformidad en cada intervalo de frecuenciasb.
Pueden producirse interferencias en las proximidades
de equipos marcados con el símbolo siguiente:

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el intervalo de frecuencias más alto.
NOTA 2 Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética seve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.
a. Las intensidades de campo de transmisores fijos, como las estaciones base de radioteléfonos(celulares/inalámbricos) y radios móviles terrestres, equipos de radioaficionados, emisiones de radio en AM y FM
y TV no pueden predecirse teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido atransmisores de RF fijos, se debe considerar un estudio del sitio electromagnético. Si la intensidad de campo
medida en la ubicación en la que el FreeStyle 5 se utiliza excede el nivel de conformidad de RF aplicable
anterior, el FreeStyle 5 debe ser observado para verificar su normal funcionamiento. Si se observara un
funcionamiento anormal, puede que sean necesarias medidas adicionales, tales como la reorientación oreubicación del FreeStyle 5.
b. En el intervalo de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m.

MN167-1 rev. D

ES-43

FreeStyle 5™

ESDistancias de separación recomendadas entre equipos portátiles y móviles decomunicaciones por radiofrecuencia y el FreeStyle 5
El FreeStyle 5 está diseñado para utilizarse en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones de RF
radiadas están controladas. El cliente o el usuario del FreeStyle 5 puede ayudar a prevenir interferencias
electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos portátiles y móviles de comunicación por
RF (transmisores) y el FreeStyle 5 tal como se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia de salidamáxima del equipo de comunicaciones.

Potencia
nominal desalida máxima
del transmisor
W

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor(m)de 150 kHz a 80 MHz
d= 1,2 x √Pde 80 MHz a 800 MHz
d= 1,2 x √Pde 800 MHz a 2,5 GHz
d= 2,3 x √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Para los transmisores con una potencia máxima de salida no mencionada anteriormente, la distancia de separación
recomendada d en metros (m) se puede estimar usando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde
P es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.
NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el intervalo de frecuencias más alto.
NOTA 2 Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética seve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

Guía y declaración del fabricante ± emisiones electromagnéticas
El FreeStyle 5 está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El
cliente o el usuario del FreeStyle 5 debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.

Prueba deemisiones

Conformidad

Emisiones de RF
CISPR 11

Grupo 1

Emisiones de RF
Clase BCISPR 11
Emisiones de armónicos

Entorno electromagnético – guía
El FreeStyle 5 utiliza energía de RF sólo para su
funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son
muy bajas y no es probable que causen interferencias en
equipos electrónicos cercanos.
El Freestyle 5 es adecuado para su uso en todos losestablecimientos, incluidos los establecimientos domésticos
y aquellos conectados directamente a la red pública de baja
tensión de la red de suministro de energía que alimentaa edificios empleados con fines domésticos.

Clase AIEC 61000-3-2
Fluctuaciones devoltaje/emisiones deparpadeo

CumpleIEC 61000-3-3

MN167-1 rev. D

ES-44

FreeStyle 5™

ES

Clasificación
Tipo de protección contra descargas eléctricas:
Clase II La protección contra descargas eléctricas se hace mediante
un doble sistema de aislamiento.
Grado de protección contra descargas eléctricas:
Tipo BF Este equipo garantiza un grado particular de protección
contra descargas eléctricas con relación a1) fugas de corriente permisibles;2) fiabilidad de la conexión a tierra (si hubiese).
3) No está previsto su uso para tratamientos cardíacos
directos.
Pruebas independientes de acuerdo con la norma para equipos médicos
eléctricos:
Probado y en conformidad con,
IEC 60601-1 Equipos médicos eléctricos – Parte 1:
Requisitos generales de seguridad
Probado y en conformidad con los requisitos
correspondientes de la norma,
CAN/CSA C22.2 N.º 60601-1-08 M90 Equipo médico
eléctrico – Parte 1: Requisitos generales de seguridad
Protección contra posibles interferencias electromagnéticas y de otros tipos
entre el equipo y otros dispositivos.
Probado y en conformidad con:
EN 60601-1-2 Equipos médicos eléctricos, Parte 1:
Requisitos generales de seguridad-Norma colateral:Compatibilidad eléctrica: requisitos y pruebas
RTCA-DO160 Equipo aerotransportado, Sec. 21, Emisión deenergía de radiofrecuencia
CISPR 11/EN 55011 Clase B Grupo 1, “Equipo industrial,
científico y médico (ICM)”FCC Parte 15, Subparte B: Radiadores no intencionales deClase B
Método permitido de limpieza y protección contra infecciones:
Vea la sección “Limpieza, cuidado y mantenimiento
adecuado” de este manual de FreeStyle 5 para el paciente.
Grado de seguridad en caso de uso en presencia de gases anestésicos
inflamables:
El equipo no es apto dicho uso.
Modo de funcionamiento:
Funcionamiento continuo.
MN167-1 rev. D

ES-45

FreeStyle 5™

ES

Representante en Europa:
Medical Product Services GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany
Correo electrónico: info@mps-gmbh.eu

MN167-1 rev. D

ES-46

FreeStyle 5™

ELΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.
ΕΑΝ ΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙΚΑΤΑΝΟΗΤΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΒΛΑΒΗ.
Το κάπνισμα κατά τη χρήση οξυγόνου είναι η υπ' αριθμόν
ένα αιτία τραυματισμών και θανάτων από πυρκαγιά. Τηρείτετις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:Μην επιτρέπετε το κάπνισμα, τη χρήση κεριών ή την παρουσία
γυμνής φλόγας στον ίδιο χώρο με τη συσκευή ή εντός 1,5 μέτρωναπό τον εξοπλισμό μεταφοράς οξυγόνου.
Το κάπνισμα με προσαρμοσμένο σωλήνα οξυγόνου μπορεί ναπροκαλέσει εγκαύματα στο πρόσωπο και πιθανόν και το θάνατο.
Η αφαίρεση του σωλήνα και η τοποθετήσή του πάνω σεκλινοσκεπάσματα, καναπέδες ή άλλο ύφασμα επένδυσης θαπροκαλέσει ταχυκαύση σε περίπτωση έκθεσης σε τσιγάρο,πηγή θερμότητας ή φλόγα.
Εάν καπνίζετε, τα 3 παρακάτω βήματα μπορεί να σώσουν τηζωή σας:
απενεργοποιήστε το συμπυκνωτή οξυγόνου, αφαιρέστε τοσωλήνα και βγείτε από το χώρο όπου βρίσκεται η συσκευή.
Η ένδειξη "Απαγορεύεται το κάπνισμα – Χρήση οξυγόνου"πρέπει να τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο στο σπίτι ή όπουαλλού χρησιμοποιείται ο συμπυκνωτής οξυγόνου. Οι ασθενείς
και οι φροντιστές τους πρέπει να ενημερώνονται για τουςκινδύνους που ενέχει το κάπνισμα παρουσία ή κατά τη χρήση
ιατρικού οξυγόνου.

FreeStyle 5™

ELΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝΦορητός συμπυκνωτής οξυγόνου AirSep® FreeStyle™ 5Φορητός συμπυκνωτής οξυγόνου FreeStyle™ 5 της AirSepΣύμβολαΓιατί συνέστησε ο ιατρός σας τη χρήση οξυγόνουΤι είναι ο φορητός συμπυκνωτής οξυγόνου FreeStyle 5;Προφίλ χειριστή
FreeStyle 5 και χρήση κατά τη διάρκεια πτήσεων –Εγκεκριμένο κατά FAA
Σημαντικοί κανόνες ασφάλειαςΣημαντικοί κανόνες ασφάλειας για το προαιρετικό
εξάρτημα AirBeltΈναρξη χρήσης του φορητού συμπυκνωτή
οξυγόνου FreeStyle 5Φόρτιση μπαταρίας
Ρινικός σωλήνας
Στοιχεία της μονάδας FreeStyle 5Οδηγίες λειτουργίας
Τροφοδοσία ρεύματοςΦίλτραΡύθμιση του επιλογέα ροήςΣυναγερμοί/φωτεινές ενδείξεις
Απόκριση στους συναγερμούς/στις φωτεινές ενδείξεις
της μονάδας FreeStyle 5Καθαρισμός, φροντίδα και σωστή συντήρηση
Θάλαμος
Φίλτρο
Τσάντα μεταφοράς
Αξεσουάρ της μονάδας FreeStyle 5Υλικά σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον ασθενή
Εφεδρική πηγή οξυγόνου
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προδιαγραφές της μονάδας FreeStyle 5Ταξινόμηση

EL1
EL1-2
EL3
EL3
EL4
EL4
EL5-11EL12EL13-16EL17-20
EL20-21EL21-22EL23-24
EL24-25
EL25-26
EL27-28
EL28-29
EL30-31EL32-33
EL32
EL33
EL33
EL33-34
EL35
EL35
EL35-38
EL39-43
EL44-45

FreeStyle 5™

ELΦορητός συμπυκνωτής οξυγόνου FreeStyle™ 5 της AirSepΤο παρόν εγχειρίδιο ασθενούς θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τον φορητό
συμπυκνωτή οξυγόνου (POC) FreeStyle™ 5 της AirSep. Φροντίστε να διαβάσετε
και να κατανοήσετε όλες τις πληροφορίες του παρόντος εγχειριδίου πρινχρησιμοποιήσετε τη μονάδα FreeStyle 5. Σε περίπτωση αποριών, απευθυνθείτε
στον προμηθευτή της συσκευής.

ΣύμβολαΣυχνά στον εξοπλισμό ή/και στο εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται σύμβολα αντί γιαλέξεις, προκειμένου να μειωθεί το ενδεχόμενο παρανόησης λόγω γλωσσικών
διαφορών. Τα σύμβολα επιτρέπουν επίσης την εύκολη κατανόηση μιας έννοιας
όταν ο χώρος είναι περιορισμένος.
Ο ακόλουθος πίνακας αποτελεί μια λίστα συμβόλων και ορισμών πουχρησιμοποιούνται για τον φορητό συμπυκνωτή οξυγόνου FreeStyle 5.
ΣύμβολοΠεριγραφή

ΣύμβολοΠεριγραφή

Προειδοποίηση –Περιγράφει ένανκίνδυνο ή μια μη
ασφαλή πρακτική
που αν δεν
αποφευχθεί,ενδέχεται ναοδηγήσει σεσοβαρή σωματική
βλάβη, θάνατο ήυλικές ζημιές

Εξοπλισμός τάξης II,με διπλή μόνωση

Προσοχή –Περιγράφει ένανκίνδυνο ή μια μη
ασφαλή πρακτική
που αν δεν
αποφευχθεί,ενδέχεται ναοδηγήσει σεελαφρά σωματική
βλάβη ή υλικές
ζημιές

Συμμορφώνεται με τηνΟδηγία 93/42/ΕΟΚ,η οποία συντάχθηκεαπό τον εγκεκριμένο
οργανισμό αρ. 0459

MN167-1 rev. D

EL-1

FreeStyle 5™

Συμβατό με το πρότυπο
RTCA/DO-160, ενότητα 21,κατηγορία M

ELΣημείωση –Παρέχει σημαντικές
πληροφορίες πουχρειάζονται
έμφαση ήεπανάληψη.

Υπηρεσία ασφάλειας
για CAN/CSA C22.2
Αρ. 60601-1-08 M90αναφορικά με τιςιατρικές ηλεκτρικές
συσκευές

Συμβουλευτείτε τασυνοδευτικά
έγγραφαΔιατηρείτε τη μονάδα
και τα αξεσουάρ τηςστεγνάΜηνχρησιμοποιείτε
λάδι ή λιπαντικά

Απαιτείται κατάλληληαπόρριψη αποβλήτων
ηλεκτρικού καιηλεκτρονικού
εξοπλισμού

Μην καπνίζετεΜηναποσυναρμολογείτε

Εξοπλισμός τύπου
BF

Συμβουλευτείτε τιςοδηγίες χρήσης

Αυτή η πλευρά
προς τα επάνω

Εύθραυστο –χειριστείτε με προσοχή

Μην εκθέτετε σεγυμνή φλόγα

POC εγκεκριμένος
κατά FAA

Συμβατό με τοπρότυπο RTCA
DO160, ενότητα
21, κατηγορία M.
Απαίτηση τουκανονισμού SFAR
106 της FAA

Ανατρέξτε στις οδηγίες

Μέθοδος απόρριψης αποβλήτων: Όλα τα απόβλητα από τον φορητό
συμπυκνωτή οξυγόνου FreeStyle 5 της AirSep πρέπει να απορρίπτονται με τηχρήση των κατάλληλων μεθόδων που προσδιορίζονται από τις τοπικές αρχές.
Μέθοδος απόρριψης της συσκευής: Για την προστασία του περιβάλλοντος,ο συμπυκνωτής πρέπει να απορρίπτεται με τη χρήση των κατάλληλων μεθόδων
που προσδιορίζονται από τις τοπικές αρχές.

MN167-1 rev. D

EL-2

FreeStyle 5™

ELΓιατί συνέστησε ο ιατρός σας τη χρήση οξυγόνου
Πολλοί άνθρωποι πάσχουν από διάφορες ασθένειες της καρδιάς, των πνευμόνωνή άλλες αναπνευστικές ασθένειες. Σημαντικός αριθμός αυτών των ασθενών
μπορεί να ωφεληθεί από θεραπεία χορήγησης συμπληρωματικού οξυγόνου, τόσοστο σπίτι όσο και κατά τη διάρκεια ταξιδιών ή τη διεξαγωγή καθημερινών
δραστηριοτήτων εκτός σπιτιού.
Το οξυγόνο είναι ένα αέριο που αποτελεί το 21% του αέρα δωματίου πουαναπνέουμε. Για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού μας απαιτείται σταθερή
παροχή οξυγόνου. Ο ιατρός σας σας συνέστησε συγκεκριμένη παροχή οξυγόνου
για την αντιμετώπιση της αναπνευστικής σας πάθησης.
Παρόλο που το οξυγόνο είναι ένα μη εθιστικό φάρμακο, η μη εξουσιοδοτημένη
οξυγονοθεραπεία μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Πριν χρησιμοποιήσετε τοσυμπυκνωτή οξυγόνου, ζητήστε πρώτα ιατρική συμβουλή. Ο προμηθευτής πουσας παρείχε τον εξοπλισμό οξυγόνου θα σας δείξει πώς να λειτουργείτε τονφορητό συμπυκνωτή οξυγόνου FreeStyle 5.

Τι είναι ο φορητός συμπυκνωτής οξυγόνου FreeStyle 5;Οι συμπυκνωτές οξυγόνου κυκλοφόρησαν στα μέσα της δεκαετίας του 1970 καισήμερα αποτελούν την πιο πρακτική και αξιόπιστη πηγή συμπληρωματικού
οξυγόνου. Οι συμπυκνωτές οξυγόνου είναι η πιο οικονομική, αποτελεσματική και
ασφαλής εναλλακτική λύση αντί της χρήσης φιαλών οξυγόνου υψηλής πίεσης
ή υγρού οξυγόνου. Ο συμπυκνωτής οξυγόνου παρέχει όλο το οξυγόνο πουχρειάζεστε χωρίς να πρέπει να αλλάζετε φιάλες.
Ο αέρας που αναπνέουμε περιέχει περίπου 21% οξυγόνο, 78% άζωτο και 1%άλλα αέρια. Στη μονάδα FreeStyle 5, ο αέρας δωματίου διέρχεται από έναανανεώσιμο υλικό προσρόφησης το οποίο ονομάζεται «μοριακό κόσκινο».
Το υλικό αυτό διαχωρίζει το οξυγόνο από το άζωτο. Το αποτέλεσμα είναι η παροχή
οξυγόνου υψηλού βαθμού συμπύκνωσης στον ασθενή.
Η μονάδα FreeStyle 5 συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία συμπυκνωτή οξυγόνου
με την τεχνολογία εξοικονόμησης οξυγόνου σε έναν ελαφρύ φορητό συμπυκνωτή
οξυγόνου υψηλής απόδοσης που ζυγίζει μόλις 2,8 kg. Η μονάδα FreeStyle 5 παράγει
αποδοτικά το δικό της οξυγόνο και το χορηγεί γρήγορα ως παλμό οξυγόνου ακριβώς
στην αρχή της εισπνοής σας. Αυτό ελαχιστοποιεί τις απώλειες που εμφανίζουν οισυσκευές συνεχούς παροχής οξυγόνου, οι οποίες παρέχουν οξυγόνο ακόμα και ότανεκπνέετε. Αυτή η χορήγηση οξυγόνου με παλμική ροή είναι ισοδύναμη με τη συνεχή
παροχή. Η μονάδα FreeStyle 5 παράγει όγκο ισοδύναμο με έως 5 LPM (λίτρα ανάλεπτό) από ένα ελαφρύ συγκρότημα που μπορεί να μεταφερθεί εύκολα και ναχρησιμοποιηθεί εκτός σπιτιού.
Η μονάδα FreeStyle 5 λειτουργεί με τέσσερις διαφορετικές πηγές ρεύματος.
(Ανατρέξτε στην ενότητα «Τροφοδοσία ρεύματος» του παρόντος εγχειριδίου).
MN167-1 rev. D

EL-3

FreeStyle 5™

ELΠροφίλ χειριστή:Οι συμπυκνωτές της AirSep προορίζονται για την παροχή συμπληρωματικού
οξυγόνου σε άτομα που αισθάνονται δυσφορία λόγω παθήσεων που επηρεάζουν τηνικανότητα των πνευμόνων να μεταφέρουν το ατμοσφαιρικό οξυγόνο στην κυκλοφορία
του αίματος. Οι POC παρέχουν την άνεση της χρήσης ενός αυτόνομου φορητού
συμπυκνωτή οξυγόνου αντί για ένα συμβατικό σύστημα χορήγησης (δεξαμενή O2),γεγονός που προσφέρει στο χρήστη μια σχετική αυτάρκεια από πλευράς κατ' οίκον
χρήσης, κινητικότητας (εντός και εκτός σπιτιού) και τρόπου ζωής γενικότερα. Η χρήση
του συμπυκνωτή οξυγόνου πρέπει να γίνεται με εντολή ιατρού και δεν προορίζεται γιατην υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών.
Παρόλο που οξυγονοθεραπεία μπορεί να συνταγογραφηθεί για ασθενείς όλων τωνηλικιών, ο μέσος ασθενής που λαμβάνει οξυγονοθεραπεία είναι άνω των 65 ετών καιπάσχει από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Οι ασθενείς έχουν συνήθως
καλές γνωστικές ικανότητες και θα πρέπει να είναι σε θέση να εκφράσουν τυχόν
δυσφορία. Εάν ο χρήστης δεν είναι σε θέση να εκφράσει δυσφορία ή αδυνατεί ναδιαβάσει και να κατανοήσει τη σήμανση και τις οδηγίες χρήσης του συμπυκνωτή, τότεσυνιστάται η χρήση μόνον υπό την επίβλεψη ενός φροντιστή. Συνιστάται στους
ασθενείς να επικοινωνήσουν με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης εάν αισθανθούν
δυσφορία κατά τη χρήση του συμπυκνωτή. Συνιστάται επίσης να έχουν διαθέσιμο
εφεδρικό οξυγόνο (φιάλη οξυγόνου) για την περίπτωση της διακοπής ρεύματος ή τηςβλάβης του συμπυκνωτή. Δεν απαιτούνται άλλες ειδικές δεξιότητες ή ικανότητες για τηχρήση του συμπυκνωτή.

FreeStyle 5 και χρήση κατά τη διάρκεια πτήσεων –Εγκεκριμένο κατά FAA
Κατόπιν τροποποίησης του κανονισμού SFAR 106 το 2012, το FreeStyle 5 έχειεγκριθεί από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ(Federal Aviation Administration – FAA) για χρήση μέσα σε αεροπλάνα κατά τηδιάρκεια εμπορικών πτήσεων από επιβάτες που λαμβάνουν οξυγονοθεραπεία.
Επιπλέον, από τις 13 Μαΐου του 2009, σύμφωνα με νέα απόφαση του Υπουργείου
Μεταφορών (DOT) των ΗΠΑ/της FAA, οι αερομεταφορείς με βάση τις ΗΠΑ, καθώς καιδιεθνείς πτήσεις με προέλευση ή προορισμό τις ΗΠΑ, οφείλουν να επιτρέπουν στους
επιβάτες που φέρουν εγκεκριμένους κατά FAA φορητούς συμπυκνωτές οξυγόνου νατους χρησιμοποιούν μέσα στο αεροπλάνο και στη διάρκεια της πτήσης, όπως είναι
ιατρικά απαραίτητο. Απευθυνθείτε απευθείας στην αεροπορική εταιρεία με την οποία
θέλετε να ταξιδέψετε για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική τους ως
προς τη χρήση POC.

MN167-1 rev. D

EL-4

FreeStyle 5™

EL---- [Διαβάστε την ενότητα "Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας"προτού χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό.] ----

Σημαντικοί κανόνες ασφάλειαςΔιαβάστε προσεκτικά και εξοικειωθείτε με τις ακόλουθες σημαντικές πληροφορίες
ασφαλείας σχετικά με τον φορητό συμπυκνωτή οξυγόνου FreeStyle 5.
Αυτή η συσκευή παρέχει οξυγόνο υψηλού βαθμού
συμπύκνωσης, το οποίο βοηθά στην ταχεία καύση. Μηνεπιτρέπετε το κάπνισμα ή τη χρήση γυμνής φλόγας στον ίδιοχώρο (1) με αυτήν τη συσκευή ή (2) με οποιονδήποτε
εξοπλισμό μεταφοράς οξυγόνου. Η παράλειψη τήρησης αυτήςτης προειδοποίησης ενδέχεται να οδηγήσει σε πυρκαγιά,υλικές ζημιές ή/και πρόκληση σωματικού τραυματισμού ήθανάτου.

Εάν νιώθετε δυσφορία ή εάν υπάρχει έκτακτη ιατρική ανάγκη,ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Μη θερμαίνετε σε θερμοκρασία άνω των 60°C.

Αυτή η μονάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για υποστήριξη
ζωτικών λειτουργιών. Ηλικιωμένοι, παιδιά ή άλλοι ασθενείςπου δεν μπορούν να εκφράσουν τυχόν δυσφορία κατά τηχρήση της μονάδας ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετη
παρακολούθηση. Ασθενείς με προβλήματα ακοής ή/καιόρασης ίσως χρειάζονται βοήθεια για την παρακολούθηση τωνσυναγερμών.
Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα με βάση λάδι, λιπαντικό ήπετρέλαιο ή άλλα εύφλεκτα υλικά επάνω στον εξοπλισμό
μεταφοράς οξυγόνου ή στη μονάδα FreeStyle 5.
Χρησιμοποιείτε μόνο λοσιόν ή αλοιφές με βάση το νερό πουείναι συμβατές με το οξυγόνο. Το οξυγόνο επιταχύνει τηνκαύση των εύφλεκτων ουσιών.

MN167-1 rev. D

EL-5

FreeStyle 5™

ELΗ λανθασμένη χρήση της μπαταρίας του FreeStyle 5 μπορεί
να προκαλέσει υπερθέρμανση ή ανάφλεξη της μπαταρίας καινα οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. Μην τρυπάτε, χτυπάτε,πατάτε ή ρίχνετε κάτω την μπαταρία και προστατέψτε την απότα ισχυρά κτυπήματα και τους κραδασμούς.
Κατά τη χρήση της μονάδας FreeStyle 5 σε εξωτερικό χώρο μετροφοδοτικό AC, συνδέστε το τροφοδοτικό μόνο σε πρίζα μεδιακόπτη σφάλματος γείωσης (GFI).
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα πριν τον καθαρισμό τηςμονάδας, για την αποφυγή τυχαίας πρόκλησης
ηλεκτροπληξίας. Μόνον ο προμηθευτής του εξοπλισμού ήεξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό επιτρέπεται να αφαιρεί
τα καλύμματα της μονάδας ή να την επισκευάζει.
Προσέξτε να μη βρέξετε τη μονάδα FreeStyle 5 και να μηνεπιτρέψετε να εισέλθει νερό σε αυτήν. Αυτό μπορεί ναπροκαλέσει δυσλειτουργία ή διακοπή της λειτουργίας τηςμονάδας.
Η χρήση καλωδίων και προσαρμογέων εκτός των καθορισμένων,με εξαίρεση καλώδια και προσαρμογείς που διαθέτει οκατασκευαστής της ιατρικής ηλεκτρικής συσκευής, ωςανταλλακτικά εσωτερικών εξαρτημάτων, μπορεί να οδηγήσει σεαυξημένες εκπομπές και μειωμένη ατρωσία της μονάδας
FreeStyle 5.

Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση αυτού του εξοπλισμού.

Η μονάδα FreeStyle 5 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται δίπλα σεάλλο εξοπλισμό ή στοιβαγμένη πάνω σε άλλο εξοπλισμό. Εάνη χρήση της κατά τέτοιο τρόπο είναι αναπόφευκτη, η συσκευή
θα πρέπει να παρακολουθείται για επαλήθευση της κανονικήςτης λειτουργίας.

MN167-1 rev. D

EL-6

FreeStyle 5™

ELΗ ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώλησηή την ενοικίαση αυτής της συσκευής μόνο κατόπιν εντολής
ιατρού ή εξουσιοδοτημένου παρόχου υγειονομικής περίθαλψης.
Σε περίπτωση συναγερμού ή αν παρατηρήσετε ότι η μονάδα
FreeStyle 5 δεν λειτουργεί σωστά, συμβουλευθείτε την ενότητα
"Αντιμετώπιση προβλημάτων" αυτού του εγχειριδίου. Εάν δεν
μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, συμβουλευτείτε τονπρομηθευτή του εξοπλισμού.
Ο φορητός συμπυκνωτής οξυγόνου FreeStyle 5 μπορεί ναχρησιμοποιηθεί ενώ κοιμάστε, κατόπιν σύστασης ειδικευμένου
ιατρού.
Η χρήση της μονάδας FreeStyle 5 εκτός του εύρους κανονικής
θερμοκρασίας λειτουργίας μπορεί να επηρεάσει την απόδοση
της μονάδας και να μειώσει το χρόνο λειτουργίας με μπαταρία
ή/και να αυξήσει το χρόνο φόρτισης της μπαταρίας. (Ανατρέξτε
στην ενότητα "Προδιαγραφές" αυτού του εγχειριδίου).
Μη φράσσετε τις εισόδους ή τις εξόδους αέρα. Αυτό ενδέχεται
να προκαλέσει υπερθέρμανση της μονάδας FreeStyle 5 και ναεπηρεάσει την απόδοσή της.
Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε κλειστό ή περιορισμένο χώρο(δηλαδή μέσα σε μικρή θήκη ή τσάντα) όπου ο εξαερισμός
μπορεί να είναι ανεπαρκής. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει
υπερθέρμανση της μονάδας FreeStyle 5 και να επηρεάσει τηναπόδοσή της.

MN167-1 rev. D

EL-7

FreeStyle 5™

ELΓια να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα FreeStyle 5 σε αυτοκίνητο,σκάφος ή άλλες πηγές DC με το τροφοδοτικό DC, βεβαιωθείτε ότιη μηχανή του οχήματος είναι αναμμένη πριν συνδέσετε τη μονάδα
FreeStyle 5. Εάν δεν ανάψει η φωτεινή ένδειξη του τροφοδοτικού
DC και απαιτείται εκ νέου ρύθμιση, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό
DC από την υποδοχή, σβήστε και ανάψτε ξανά τη μηχανή τουοχήματος και έπειτα συνδέστε ξανά το τροφοδοτικό DC στηνυποδοχή. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών ενδέχεται να έχει ωςαποτέλεσμα να μην τροφοδοτείται με ρεύμα η μονάδα FreeStyle 5.
Όταν η μηχανή του αυτοκινήτου μέσα στο οποίο χρησιμοποιείτετη μονάδα FreeStyle 5 σβήσει, αποσυνδέστε και πάρτε τημονάδα μαζί σας όταν απομακρυνθείτε από το αυτοκίνητο. Μηφυλάσσετε τη μονάδα FreeStyle 5 σε αυτοκίνητο που έχειαναπτύξει πολύ υψηλή θερμοκρασία ή σε παρόμοιο χώρο μευψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Η χρήση ή η φύλαξη τηςμονάδας εκτός του εύρους κανονικής θερμοκρασίας μπορεί ναεπηρεάσει την απόδοση της μονάδας FreeStyle 5. (Ανατρέξτε
στην ενότητα "Προδιαγραφές" αυτού του εγχειριδίου).
Εάν η μονάδα FreeStyle 5 αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα εκτός του εύρους κανονικής θερμοκρασίας
λειτουργίας, θα πρέπει να αφήσετε τη μονάδα να επανέλθει
στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας της προτού τηνενεργοποιήσετε. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές"αυτού του εγχειριδίου).
Είναι πολύ σημαντικό να επιλέγετε μόνο το συνιστώμενο
επίπεδο οξυγόνου. Αλλάξτε την επιλογή της παλμικής ροήςμόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού σας.
Αντικαθιστάτε τον αναλώσιμο σωλήνα σύμφωνα με τιςσυστάσεις του κατασκευαστή ή του προμηθευτή τουεξοπλισμού. Πρόσθετα αναλώσιμα είναι διαθέσιμα από τονπρομηθευτή του εξοπλισμού σας.

MN167-1 rev. D

EL-8

FreeStyle 5™

ELΜην τοποθετείτε το συμπυκνωτή σε σημείο που δεν επιτρέπει
την εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Ο συμπυκνωτής πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε νααποφεύγονται ρυπογόνες ουσίες ή καπνοί.

Η σωλήνωση του ρινικού σωλήνα δεν πρέπει να συστρέφεται καιμπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνολικό μήκος έως 7,6 m.

Βεβαιωθείτε ότι ο ρινικός σωλήνας έχει εισαχθεί πλήρως και ότιείναι καλά στερεωμένος. Αυτό διασφαλίζει ότι η μονάδα FreeStyle
5 μπορεί να ανιχνεύσει σωστά την εισπνοή για παροχή οξυγόνου.
Η φύλαξη της μονάδας FreeStyle 5 για μεγάλο χρονικό διάστημα σευψηλές θερμοκρασίες ή με πλήρως φορτισμένη ή αποφορτισμένη
μπαταρία ενδέχεται να μειώσει τη συνολική διάρκεια ζωής τηςμπαταρίας.
Ανάλογα με τη θερμοκρασία της μπαταρίας του FreeStyle 5,ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να ξεκινήσει ο κύκλος
φόρτισης αφότου συνδέσετε τη μονάδα στο ρεύμα. Αυτό είναι
φυσιολογικό και αποβλέπει στην ασφαλή φόρτιση.
Η μπαταρία της μονάδας FreeStyle 5 δεν χρειάζεται να είναι
τελείως αποφορτισμένη για να την επαναφορτίσετε. Συνιστάται ηφόρτιση της μπαταρίας του FreeStyle 5 μετά από κάθε χρήση.

MN167-1 rev. D

EL-9

FreeStyle 5™

ELΑνάλογα με την εσωτερική θερμοκρασία λειτουργίας τηςμπαταρίας, μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να ξεκινήσειη φόρτιση από τη στιγμή που θα συνδεθεί η συσκευή στορεύμα. Αυτό είναι φυσιολογικό και αποβλέπει στην ασφαλή
φόρτιση της μπαταρίας. Είναι πιο πιθανό να συμβεί όταν ημπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως.
Όταν η μονάδα συνδεθεί σε ρεύμα AC ή DC, η μπαταρία τηςφορτίζει πλήρως, είτε η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία είτε είναι
απενεργοποιημένη.
Εάν η εσωτερική μπαταρία αδειάσει τελείως και διακοπεί ηλειτουργία της μονάδας FreeStyle 5, η μονάδα δεν μπορεί ναεπανεκκινηθεί με χρήση του εξαρτήματος AirBelt. Εάν συμβεί
κάτι τέτοιο, συνδέστε τη μονάδα FreeStyle 5 στο τροφοδοτικό
AC ή DC για μικρό χρονικό διάστημα προκειμένου ναεξασφαλίσετε επαρκή ισχύ εσωτερικής μπαταρίας για εκκίνηση
της μονάδας. Στη συνέχεια μπορείτε να συνδέσετε το εξάρτημα
AirBelt για πρόσθετο χρόνο λειτουργίας.
Εάν το τροφοδοτικό του FreeStyle 5 παραμείνει συνδεδεμένο
όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, οι τέσσερις λυχνίες
LED θα σβήσουν μέσα στις επόμενες 2½ ώρες.
Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τροφοδοτικό AC ή DC τουFreeStyle 5 στη μονάδα FreeStyle 5 προτού η μονάδα μπορέσει
να λειτουργήσει για πρώτη φορά με μπαταρία. Ο προμηθευτής τουεξοπλισμού σας μπορεί να έχει εκτελέσει ήδη αυτό το βήμα γιαεσάς.

Χρησιμοποιήστε μόνο το εξάρτημα AirSep με κωδικό είδους
FI194-1 ως φίλτρο εισόδου αέρα αυτής της μονάδας.

MN167-1 rev. D

EL-10

FreeStyle 5™

ELΜη χρησιμοποιείτε τη μονάδα FreeStyle 5 χωρίς τοποθετημένο
φίλτρο εισόδου αέρα. Εάν παρέχεται και δεύτερο φίλτρο,τοποθετήστε το ανταλλακτικό φίλτρο πριν καθαρίσετε το ακάθαρτο
φίλτρο.

Η AirSep δεν συνιστά την αποστείρωση του εξοπλισμού.

Μην επιχειρήσετε να εκτελέσετε καμία εργασία συντήρησης
εκτός από αυτές που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο.

Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνίας μεραδιοσυχνότητες μπορεί να επηρεάσει τις ιατρικές ηλεκτρικές
συσκευές.
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου πουχρησιμοποιείται στη μονάδα FreeStyle 5 δεν χρειάζεται νααδειάσει πλήρως για να επαναφορτιστεί. Συνιστάται να φορτίζετε
την μπαταρία μετά από κάθε χρήση, ανεξάρτητα από το επίπεδο
φορτίου της μπαταρίας.
Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί ενόσω η μονάδα είναι
απενεργοποιημένη αλλά και ενόσω λειτουργεί μέσω τουτροφοδοτικού AC ή DC.
Οι μπαταρίες λιθίου μπορεί να χάσουν οριστικά το φορτίο τουςεάν εκτεθούν σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες ενόσω είναι
πλήρως φορτισμένες ή εντελώς άδειες. Εάν θέλετε να φυλάξετε
τις μπαταρίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να τιςφορτίσετε στο 25 έως το 50% του φορτίου τους και να τιςδιατηρήσετε εντός του εύρους θερμοκρασίας των 23°C ± 2°C.

MN167-1 rev. D

EL-11

FreeStyle 5™

ELΗ ένδειξη "Απαγορεύεται το κάπνισμα – Χρήση οξυγόνου"πρέπει να τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο στο σπίτι ή όπουαλλού χρησιμοποιείται ο συμπυκνωτής οξυγόνου. Οι ασθενείς
και οι φροντιστές τους πρέπει να ενημερώνονται για τουςκινδύνους που ενέχει το κάπνισμα παρουσία ή κατά τη χρήση
ιατρικού οξυγόνου.

MN167-1 rev. D

EL-12

FreeStyle 5™

ELΣημαντικοί κανόνες ασφάλειας για το προαιρετικό
εξάρτημα AirBeltΗ λανθασμένη χρήση του εξαρτήματος AirBelt μπορεί ναπροκαλέσει υπερθέρμανση ή ανάφλεξη της μπαταρίας και ναοδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. Μην τρυπάτε, χτυπάτε,πατάτε ή ρίχνετε κάτω την μπαταρία και προστατέψτε την απότα ισχυρά κτυπήματα και τους κραδασμούς.

Τοποθετήστε το κάλυμμα ασφαλείας στο καλώδιο AirBelt ότανδεν το χρησιμοποιείτε.

Μην επιχειρήσετε να φορτίσετε το προαιρετικό εξάρτημα
AirBelt με το τροφοδοτικό του FreeStyle 5, καθώς ενδέχεται
να προκληθεί βλάβη στο εξάρτημα AirBelt.
Χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό AirBelt που παρέχεται
για να φορτίσετε το εξάρτημα AirBelt.
Ανάλογα με τη θερμοκρασία του εξαρτήματος AirBelt, ενδέχεται
να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να ξεκινήσει ο κύκλος φόρτισης
αφότου συνδέσετε τη μονάδα στο ρεύμα. Αυτό είναι φυσιολογικό
και αποβλέπει στην ασφαλή φόρτιση.
Το εξάρτημα AirBelt δεν χρειάζεται να είναι τελείως
αποφορτισμένο για να το επαναφορτίσετε. Συνιστάται η φόρτιση
του εξαρτήματος AirBelt μετά από κάθε χρήση.
Οι μπαταρίες λιθίου μπορεί να χάσουν οριστικά το φορτίο τουςεάν εκτεθούν σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες ενόσω είναι
πλήρως φορτισμένες ή εντελώς άδειες. Εάν θέλετε να φυλάξετε
τις μπαταρίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να τιςφορτίσετε στο 25 έως το 50% του φορτίου τους και να τιςδιατηρήσετε εντός του εύρους θερμοκρασίας των 23°C ± 2°C.

MN167-1 rev. D

EL-13

FreeStyle 5™

EL[Διαβάστε την ενότητα 'Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας' προτού
χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό].

Έναρξη χρήσης του φορητού συμπυκνωτή οξυγόνου
FreeStyle 5
Η συσκευασία της μονάδας FreeStyle 5 περιέχει τα παρακάτω στοιχεία, όπωςφαίνονται στις Εικόνες 1-3. Εάν λείπει κάποιο από αυτά, επικοινωνήστε με τονπρομηθευτή του εξοπλισμού σας.
••••Φορητός συμπυκνωτής οξυγόνου FreeStyle 5 με τσάντα μεταφοράς.
Εγχειρίδιο ασθενή (δεν απεικονίζεται)Τροφοδοτικό AC (100-240 Volt, 50/60 Hz) με καλώδιο τροφοδοσίας.
Tροφοδοτικό DC για μπαταρία αυτοκινήτου

Εικόνα 1: Μονάδα FreeStyle 5

MN167-1 rev. D

EL-14

FreeStyle 5™

ELΕικόνα 2: Τροφοδοτικό/Καλώδιο τροφοδοσίας AC μονάδας FreeStyle 5Εικόνα 3: Τροφοδοτικό DC μονάδας FreeStyle 5Μπορείτε εάν θέλετε να επιλέξετε και το εξάρτημα AirBelt για παρατεταμένη
διάρκεια ζωής μπαταρίας. Αυτή η συσκευασία περιέχει τα ακόλουθα εξαρτήματα,όπως φαίνεται στην Εικόνα 4:••Ζώνη μπαταρίας AirBeltΤροφοδοτικό AC (100-240 volt, 50/60 Hz) με καλώδιο τροφοδοσίας
Η λανθασμένη χρήση του εξαρτήματος AirBelt του FreeStyle 5μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση ή ανάφλεξη τηςμπαταρίας και να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. Μηντρυπάτε, χτυπάτε, πατάτε ή ρίχνετε κάτω την μπαταρία καιπροστατέψτε την από τα ισχυρά κτυπήματα και τουςκραδασμούς.

MN167-1 rev. D

EL-15

FreeStyle 5™

ELΠρέπει να διαβάσετε όλες τις προειδοποιήσεις, τις επισημάνσεις καιτις σημειώσεις πριν προχωρήσετε στη χρήση του εξοπλισμού.
Βλ. σελ. 9, "Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας για το προαιρετικό
εξάρτημα AirBelt".
Άλλα προαιρετικά αξεσουάρ περιλαμβάνουν μια ζώνη τεσσάρων σημείων πουμετατρέπει την τσάντα μεταφοράς του FreeStyle 5 σε σακίδιο πλάτης (αριθμός
εξαρτήματος MI284-1), όπως φαίνεται στην Εικόνα 5. Η μονάδα FreeStyle 5μπορεί επίσης να φορεθεί στη μέση, περνώντας το AirBelt ή κάποια άλλη ζώνηπου φοράτε μέσα από τις θηλιές της τσάντας μεταφοράς FreeStyle 5.
(Βλ. Εικόνα 6). Η προαιρετική τσάντα βοηθητικού εξοπλισμού (κωδικός είδους
MI286-1) παρέχει ακόμα πιο άνετη μετακίνηση κατά τη μεταφορά τωνεξαρτημάτων τροφοδοσίας, των προαιρετικών εξαρτημάτων AirBelt ή/και τηςζώνης τεσσάρων σημείων, για χρήση στον προορισμό σας.

Εικόνα 4: Εξάρτημα AirBelt και τροφοδοτικό/καλώδιο τροφοδοσίας AC

MN167-1 rev. D

EL-16

FreeStyle 5™

ELΕικόνα 5: Η μονάδα FreeStyle 5 φορεμένη ως σακίδιο πλάτης

Εικόνα 6: Η μονάδα FreeStyle 5 φορεμένη στη μέσηΤοποθετήστε το κάλυμμα ασφαλείας στο καλώδιο AirBelt ότανδεν το χρησιμοποιείτε.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή FreeStyle 5 για πρώτη φορά, εξοικειωθείτε με
τα βασικότερα εξαρτήματά της. Αυτά απεικονίζονται παρακάτω και θαπεριγραφούν σε επόμενα κεφάλαια του παρόντος εγχειριδίου.

MN167-1 rev. D

EL-17

FreeStyle 5™

ELΦόρτιση μπαταρίας
Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της μονάδας σας είναι πλήρως φορτισμένη πριν βγείτε
έξω με το FreeStyle 5 για πρώτη φορά ή αφού το έχετε χρησιμοποιήσει. Για ναελέγξετε το επίπεδο του φορτίου της εσωτερικής μπαταρίας, πατήστε το κουμπί
BATT στο πληκτρολόγιο της μονάδας FreeStyle 5. Οι φωτεινές ενδείξεις πάνω απότο κουμπί BATT ανάβουν για να υποδείξουν το επίπεδο φόρτισης της εσωτερικής
μπαταρίας (25-100%). Σημείωση: Η εσωτερική μπαταρία φορτίζεται όποτε ημονάδα λειτουργεί με ρεύμα AC ή DC. Για να φορτίσετε την εσωτερική μπαταρία
της μονάδας FreeStyle 5, απλώς συνδέστε το τροφοδοτικό AC ή DC στην είσοδο
ρεύματος της μονάδας (όπως φαίνεται στην Εικόνα 7). Πρώτα, φροντίστε ναευθυγραμμίσετε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας με την είσοδο ρεύματος. Για νατο κάνετε, παρατηρήστε ότι τόσο ο σύνδεσμος του καλωδίου τροφοδοσίας όσο καιη είσοδος ρεύματος του FreeStyle 5 έχουν σχήμα D. Πρέπει να ευθυγραμμιστούν
σωστά και κατά την αφαίρεση του καλωδίου τροφοδοσίας, οπότε και θα πρέπει ναπατηθεί το κουμπί απελευθέρωσης για την αφαίρεση του καλωδίου από τη μονάδα
FreeStyle 5. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύετε τόσο τη μονάδα όσο και ταεξαρτήματα τροφοδοσίας από ζημιά.

Πιέστε για αφαίρεση
του καλωδίου
τροφοδοσίας.
Είσοδος ρεύματος
της μονάδας
FreeStyle 5Εικόνα 7: Φόρτιση εσωτερικής μπαταρίας

Προαιρετικό εξάρτημα AirBeltΠροαιρετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα AirBelt για παρατεταμένη
MN167-1 rev. D

EL-18

FreeStyle 5™

ELχρήση της μονάδας FreeStyle 5.
Το προαιρετικό εξάρτημα AirBelt (Εικόνα 9) μπορεί να τροφοδοτήσει τη μονάδα
FreeStyle 5 μέχρι και επί 7 ώρες.
Προτού χρησιμοποιήσετε το AirBelt, ελέγξτε ότι είναι επαρκώς φορτισμένο. Για τηνπλήρη φόρτισή του απαιτούνται περίπου 3 ώρες.
Το AirBelt διαθέτει μετρητή/φωτεινή ένδειξη μπαταρίας που δείχνει το επίπεδο
φορτίου της μπαταρίας (25-100%). Για να ελέγξετε το επίπεδο του φορτίου,πατήστε το κουμπί στο πληκτρολόγιο του AirBelt. Ο μετρητής/οι φωτεινές ενδείξεις
μπαταρίας ανάβουν για να υποδείξουν το επίπεδο φορτίου της μπαταρίας (25100%).

Εικόνα 8: Φόρτιση της μπαταρίας AirBeltΦόρτιση προαιρετικού εξαρτήματος AirBeltΓια να φορτίσετε την μπαταρία AirBelt για παρατεταμένη χρήση:1) Αφαιρέστε το κάλυμμα ασφαλείας από το άκρο του καλωδίου AirBelt (βλ.
Εικόνα 4).
2) Συνδέστε το τροφοδοτικό AC/DC (περιλαμβάνεται με το κιτ εξαρτημάτων
AirBelt) στο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας του AirBelt, όπως φαίνεταιστην Εικόνα 9.
3) Συνδέστε το τροφοδοτικό AirBelt σε μια πρίζα AC για να επαναφορτιστεί.

MN167-1 rev. D

EL-19

FreeStyle 5™

EL

AirBeltΣύνδεση καλωδίου AirBelt
με το καλώδιο τουτροφοδοτικού ρεύματοςΤροφοδοτικό ρεύματος
PW009-2 AC/DCΤροφοδοτικό ρεύματος
AC/DC του εξαρτήματος
AirBeltΕικόνα 9: Διάταξη φόρτισης της μπαταρίας AirBelt

•
•
•
•

Αφού αδειάσει, η μπαταρία AirBelt της μονάδας FreeStyle 5 επαναφορτίζεται
πλήρως σε περίπου 3 ώρες.
Στη διάρκεια φόρτισης μιας πλήρως αποφορτισμένης μπαταρίας, η λυχνία
LED θα συνεχίσει να αναβοσβήνει μέχρι να επιτευχθεί φορτίο 25%.
Στη συνέχεια, η λυχνία LED θα ανάψει σταθερά.
Κάθε μία από τις τέσσερις λυχνίες LED, 25% -100%, θα αναβοσβήσει όπωςπροαναφέρθηκε κι έπειτα θα ανάψει σταθερά όταν η μπαταρία φορτιστεί στοαντίστοιχο επίπεδο.
Όταν ανάψουν σταθερά όλες οι λυχνίες LED, η μπαταρία θα είναι πλήρως
φορτισμένη και οι LED θα παραμείνουν σταθερά αναμμένες για ένα χρονικό
διάστημα, κι έπειτα θα σβήσουν.
Οι μπαταρίες λιθίου μπορεί να χάσουν οριστικά το φορτίο τουςεάν εκτεθούν σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες ενόσω είναι
πλήρως φορτισμένες ή εντελώς άδειες. Εάν θέλετε να φυλάξετε
τις μπαταρίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να τιςφορτίσετε στο 25 έως το 50% του φορτίου τους και να τιςδιατηρήσετε εντός του εύρους θερμοκρασίας των 23°C ± 2°C.
Ανάλογα με τη θερμοκρασία του εξαρτήματος AirBelt, ενδέχεται
να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να ξεκινήσει ο κύκλος φόρτισης
αφότου συνδέσετε τη μονάδα στο ρεύμα. Αυτό είναι
φυσιολογικό και αποβλέπει στην ασφαλή φόρτιση.

MN167-1 rev. D

EL-20

FreeStyle 5™

ELΤο εξάρτημα AirBelt δεν χρειάζεται να είναι τελείως
αποφορτισμένο για να το επαναφορτίσετε. Συνιστάται η φόρτιση
του εξαρτήματος μετά από κάθε χρήση.

---- [Διαβάστε την ενότητα "Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας" προτού
χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό.] ----

Ρινικός σωλήνας
Ένας ρινικός σωλήνας με την αντίστοιχη σωλήνωση χρησιμοποιούνται για τηνπαροχή οξυγόνου από τη μονάδα FreeStyle 5 στο χρήστη. Η σωλήνωση συνδέεται
στην έξοδο οξυγόνου της μονάδας (δείτε Εικόνα 10).

Εικόνα 10: Σύνδεση σωλήνα στην έξοδο οξυγόνου της μονάδας FreeStyle 5

Η AirSep συνιστά τη χρήση ρινικού σωλήνα AirSep, με κωδικό είδους CU002-1,
με σωλήνωση μήκους 2,1 m. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μήκη σωλήνωσης
έως 7,6 m το μέγιστο, συμπεριλαμβανομένου του ρινικού σωλήνα.
Να αντικαθιστάτε περιοδικά τον αναλώσιμο ρινικό σωλήνα μετάαπό κανονική χρήση. Πρόσθετα αναλώσιμα είναι διαθέσιμα απότον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.

Η σωλήνωση του ρινικού σωλήνα δεν πρέπει να συστρέφεται καιμπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνολικό μήκος έως 7,6 m.

MN167-1 rev. D

EL-21

FreeStyle 5™

ELΑκολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή του ρινικού
σωλήνα για τη σωστή χρήση του. Συμβουλευτείτε τονεξουσιοδοτημένο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης για νακαθορίσετε πόσο συχνά πρέπει να αντικαθίσταται ο ρινικός
σωλήνας.
Βεβαιωθείτε ότι ο ρινικός σωλήνας έχει εισαχθεί πλήρως και ότιείναι καλά στερεωμένος. Αυτό διασφαλίζει ότι η μονάδα FreeStyle
5 μπορεί να ανιχνεύσει σωστά την εισπνοή για παροχή οξυγόνου.

Στοιχεία της μονάδας FreeStyle 5ΛαβήΈξοδος
οξυγόνουΈξοδος αέραΈξοδος αέραΕίσοδος συνδέσεων
ρεύματος
Είσοδος αέρα/Κάλυμμα φίλτρου

Εικόνα 11: Εξωτερική όψη του FreeStyle 5 – Μπροστινή πλευρά

MN167-1 rev. D

EL-22

FreeStyle 5™

ELΚάλυμμαΈνδειξηπροειδοποίησης

Ενδείξεις παλμικήςροήςΜετρητής/Φωτεινές
ενδείξεις μπαταρίας

Πλήκτρο(α)επιλογής ροής(Εσωτερική) μπαταρία
Κουμπί

Εικόνα 12: Κοντινή άποψη του πληκτρολογίου/της οθόνης συναγερμών

Ετικέτα/Οδηγίες
για τον ασθενή

Εικόνα 13: Εξωτερική όψη του FreeStyle 5 – Πίσω πλευρά

Τώρα που εξοικειωθήκατε με τα μέρη της συσκευής FreeStyle 5, διαβάστε τιςοδηγίες στις σελίδες που ακολουθούν σχετικά με το χειρισμό της μονάδας
FreeStyle 5.

MN167-1 rev. D

EL-23

FreeStyle 5™

EL[Διαβάστε την ενότητα 'Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας' προτού
χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό].

Οδηγίες λειτουργίας
1.

Τοποθετήστε τη μονάδα FreeStyle 5 με τρόπο ώστε να μην φράσσονταιοι είσοδοι και οι έξοδοι αέρα.

2.

Τροφοδοτήστε τη μονάδα (α) από την εσωτερική μπαταρία, (β) από τοεξάρτημα AirBelt, (γ) από υποδοχή DC (δηλαδή αυτοκίνητο ή σκάφος)ή (δ) από μια πρίζα AC (κοινή οικιακή πρίζα). (Ανατρέξτε στην ενότητα
«Τροφοδοσία ρεύματος» αυτού του εγχειριδίου ασθενούς).
Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα με βάση λάδι, λιπαντικό ήπετρέλαιο ή άλλα εύφλεκτα υλικά επάνω στον εξοπλισμό
μεταφοράς οξυγόνου ή στη μονάδα FreeStyle 5.
Χρησιμοποιείτε μόνο λοσιόν ή αλοιφές με βάση το νερό πουείναι συμβατές με το οξυγόνο. Το οξυγόνο επιταχύνει τηνκαύση των εύφλεκτων ουσιών.

Μη θερμαίνετε σε θερμοκρασία άνω των 60°C.

Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τροφοδοτικό AC ή DC τουFreeStyle 5 στη μονάδα FreeStyle 5 προτού η μονάδα
μπορέσει να λειτουργήσει για πρώτη φορά με μπαταρία. Οπρομηθευτής του εξοπλισμού σας μπορεί να έχει εκτελέσει
ήδη αυτό το βήμα για εσάς.
1.
2.
3.

4.

5.

Συνδέστε το σωλήνα στην έξοδο οξυγόνου.
Ανασηκώστε το κάλυμμα της συσκευής.
Θέστε τη μονάδα FreeStyle 5 σε λειτουργία πατώντας τα κουμπιά 1, 2, 3,
4 ή 5 στο πληκτρολόγιο της μονάδας, ανάλογα με το ρυθμό ροής που έχεισυστηθεί από τον ιατρό σας. Θα ανάψει η πράσινη λυχνία πάνω από τοεπιλεγμένο πλήκτρο. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη μονάδα FreeStyle5, ηχεί ένας σύντομος συναγερμός. Υποδεικνύει ότι η μονάδα FreeStyle
5 έχει ενεργοποιηθεί για χρήση.
Πατήστε το κατάλληλο κουμπί για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις παλμικής
ροής. Είναι φυσιολογικό να ακούτε διαφορετικό ήχο καθώς αλλάζετε τιςρυθμίσεις.
Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα FreeStyle 5, πατήστε το κουμπί πουαντιστοιχεί στη λυχνία ρύθμισης παλμικής ροής που είναι αναμμένη.

MN167-1 rev. D

EL-24

FreeStyle 5™

ELΌταν η μονάδα FreeStyle 5 ανιχνεύσει εισπνοή, παρέχεται οξυγόνο μέσωτου σωλήνα.
Ο χρόνος που απαιτείται για την επίτευξη της ελάχιστης συμπύκνωσης οξυγόνου
μετά την ενεργοποίηση της μονάδας FreeStyle 5 είναι περίπου δύο λεπτά.
[Διαβάστε την ενότητα 'Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας' προτού
χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό].

Τροφοδοσία ρεύματοςΗ μονάδα FreeStyle 5 μπορεί να τροφοδοτηθεί με τέσσερις διαφορετικούς
τρόπους – με την εσωτερική μπαταρία, με τροφοδοτικό ρεύματος AC, μετροφοδοτικό ρεύματος DC και με μια προαιρετική ζώνη μπαταρίας AirBelt σεσυνδυασμό με την εσωτερική μπαταρία της μονάδας.
1.

2.

3.

4.

Εσωτερική μπαταρία: Κάθε μονάδα FreeStyle 5 περιλαμβάνει μια
επαναφορτιζόμενη εσωτερική μπαταρία. Όταν είναι πλήρως φορτισμένη,παρέχει ρεύμα στη μονάδα FreeStyle 5 έως και για 3 ώρες. Ότανμειώνεται η ισχύς της μπαταρίας ακούγεται ένας ηχητικός συναγερμός. Οσυναγερμός περιγράφεται στην ενότητα «Συναγερμοί/φωτεινές ενδείξεις»του παρόντος εγχειριδίου.
Φόρτιση μπαταρίας: Για να φορτίσετε την εσωτερική μπαταρία,συνδέστε τη μονάδα FreeStyle 5 είτε με το τροφοδοτικό AC και με μιαπρίζα AC 100-240 Volt, 50/60 Hz, είτε με μια υποδοχή DC σε ένααυτοκίνητο (ή σκάφος, τροχόσπιτο κ.λπ.). Η μπαταρία όταν είναι
αποφορτισμένη χρειάζεται περίπου 3 ώρες και 15 λεπτά για να φορτιστεί
πλήρως. Συνιστάται να επαναφορτίζετε την μπαταρία ακόμα κι αν δεν έχειαδειάσει τελείως, όσο το δυνατόν πιο συχνά.
Τροφοδοτικό AC: Ένα τροφοδοτικό AC επιτρέπει τη σύνδεση τηςμονάδας FreeStyle 5 σε πρίζα 100-240 Volt, 50/60 Hz. Το τροφοδοτικό
μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) 100-240 Volt σε συνεχές
ρεύμα (DC) για τη μονάδα FreeStyle 5. Όταν η μονάδα FreeStyle 5λειτουργεί με το τροφοδοτικό AC, το ρεύμα από την πρίζα AC τροφοδοτείτη μονάδα και επαναφορτίζει ταυτόχρονα την μπαταρία της συσκευής
FreeStyle 5.
Τροφοδοτικό DC: Ένα τροφοδοτικό DC μπορεί να συνδεθεί από τημονάδα FreeStyle 5 σε μια υποδοχή DC 12 Volt ενός αυτοκινήτου(ή σκάφους, τροχόσπιτου κ.λπ.). Όταν η μονάδα FreeStyle 5 είναι
συνδεδεμένη στην υποδοχή DC του αυτοκινήτου, το ρεύμα από τηνμπαταρία του αυτοκινήτου τροφοδοτεί τη μονάδα FreeStyle 5 καιεπαναφορτίζει ταυτόχρονα την μπαταρία της.
Προαιρετικό εξάρτημα AirBelt (ζώνη εξωτερικής μπαταρίας):Η μονάδα FreeStyle 5 μπορεί επίσης να τροφοδοτηθεί με ρεύμα από μια

MN167-1 rev. D

EL-25

FreeStyle 5™

ELζώνη εξωτερικής μπαταρίας. Αυτή η ζώνη μπορεί να φορεθεί στη μέσηκαι, όταν χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με μια πλήρως φορτισμένη
εσωτερική μπαταρία, μπορεί να παράσχει ρεύμα στη μονάδα FreeStyle
5 έως και για 7 ώρες. Η ζώνη συνδέεται με την είσοδο ρεύματος τηςμονάδας FreeStyle 5 και μπορεί να επαναφορτιστεί αν τη συνδέσετε μετο δικό της τροφοδοτικό AC.
Όταν χρησιμοποιείτε το εξάρτημα AirBelt με πλήρως φορτισμένη
εσωτερική μπαταρία, η εσωτερική μπαταρία της μονάδας FreeStyle 5 θααδειάσει πριν από την μπαταρία του AirBelt. Το εξάρτημα AirBelt πρέπει
να συνδεθεί στη μονάδα FreeStyle 5 προτού αδειάσει η εσωτερική
μπαταρία της μονάδας FreeStyle 5. Παρακολουθήστε τη μονάδα
FreeStyle 5 και συνδέστε το εξάρτημα AirBelt προτού το φορτίο τηςεσωτερικής μπαταρίας μειωθεί στο 25% ή λιγότερο.
Εάν η εσωτερική μπαταρία αδειάσει τελείως και διακοπεί ηλειτουργία της μονάδας FreeStyle 5, η μονάδα δεν μπορεί ναεπανεκκινηθεί με χρήση του εξαρτήματος AirBelt. Εάν συμβεί
κάτι τέτοιο, συνδέστε τη μονάδα FreeStyle 5 στο τροφοδοτικό
AC ή DC για μικρό χρονικό διάστημα προκειμένου ναεξασφαλίσετε επαρκή ισχύ εσωτερικής μπαταρίας γιαεκκίνηση της μονάδας. Στη συνέχεια μπορείτε να συνδέσετε
το εξάρτημα AirBelt για πρόσθετο χρόνο λειτουργίας.

ΦίλτραΟ αέρας εισέρχεται στη μονάδα FreeStyle 5 μέσω ενός φίλτρου εισόδου αέρα απότην κάτω μπροστινή πλευρά του συμπυκνωτή οξυγόνου, κάτω από το κάλυμμα
της συσκευής. (Δείτε Εικόνες 14 και 15). Το φίλτρο αυτό αποτρέπει την είσοδο
σκόνης και άλλων μεγάλων σωματιδίων που βρίσκονται στον αέρα.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή FreeStyle 5, βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αυτόείναι καθαρό και τοποθετημένο σωστά. (δείτε την ενότητα "Καθαρισμός, φροντίδα
και σωστή συντήρηση / Φίλτρα / Φίλτρο εισόδου αέρα" αυτού του εγχειριδίου)

MN167-1 rev. D

EL-26

FreeStyle 5™

ELΕικόνα 14: Αφαίρεση του καλύμματος φίλτρου εισόδου αέραΕικόνα 15: Αφαίρεση φίλτρου από το κάλυμμα φίλτρουΜη χρησιμοποιείτε τη μονάδα FreeStyle 5 χωρίς τοποθετημένο
φίλτρο εισόδου αέρα. Αν παρέχεται και δεύτερο φίλτρο,τοποθετήστε το φίλτρο αντικατάστασης πριν καθαρίσετε τοακάθαρτο φίλτρο.
Χρησιμοποιήστε μόνο το εξάρτημα AirSep με κωδικό είδους
FI194-1 ως φίλτρο εισόδου αέρα αυτής της μονάδας.

MN167-1 rev. D

EL-27

FreeStyle 5™

ELΡύθμιση του επιλογέα ροήςΗ μονάδα FreeStyle 5 έχει πέντε ρυθμίσεις παλμικής ροής: 1, 2, 3, 4 και 5, καιπαρέχει ροή ισοδύναμη με 1-5 LPM οξυγόνου. Σηκώστε το κάλυμμα στοπληκτρολόγιο της μονάδας και πατήστε το κουμπί 1, 2, 3, 4 ή 5 που αντιστοιχείστο ρυθμό ροής οξυγόνου που έχει συστηθεί από τον ιατρό σας. (Δείτε Εικόνες 16και 17).

Εικόνα 16: Ανασήκωμα του καλύμματος στο πληκτρολόγιο

Εικόνα 17: Πάτημα κουμπιού επιλογής ροής

MN167-1 rev. D

EL-28

FreeStyle 5™

ELΕίναι πολύ σημαντικό να επιλέγετε μόνο το συνιστώμενο
επίπεδο οξυγόνου. Αλλάξτε την επιλογή της παλμικής ροήςμόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού σας.

Συναγερμοί/φωτεινές ενδείξεις
Όταν η μονάδα FreeStyle 5 ανιχνεύει εισπνοή, παρέχεται μέσω του ρινικού
σωλήνα ένας παλμός οξυγόνου. Κάθε φορά που ανιχνεύεται αναπνοή, ανάβει
αμέσως η πράσινη φωτεινή ένδειξη στον πίνακα ελέγχου της μονάδας.
Εκτός αυτού, όταν η μονάδα λειτουργεί και ταυτόχρονα φορτίζεται μέσω τουτροφοδοτικού AC ή DC, ο μετρητής/οι φωτεινές ενδείξεις μπαταρίας της μονάδας
FreeStyle 5 εμφανίζουν το επίπεδο φορτίου της μπαταρίας (κατάσταση φορτίου
25% έως 100%) και παραμένουν αναμμένες για περίπου 2 ½ ώρες μετά την πλήρη
φόρτιση.
Εάν η μονάδα FreeStyle 5 έχει χαμηλή μπαταρία, αν αποσυνδεθεί ο ρινικός
σωλήνας ή αν η απόδοση της συσκευής βρίσκεται εκτός των προδιαγραφών,ενεργοποιείται ένας ηχητικός συναγερμός. Οι συνθήκες για τις φωτεινές ενδείξεις
και τους ηχητικούς συναγερμούς εξηγούνται λεπτομερώς παρακάτω καισυνοψίζονται σε έναν πίνακα σε μετέπειτα ενότητα του εγχειριδίου.
Σε περίπτωση συναγερμού ή αν παρατηρήσετε ότι η μονάδα
FreeStyle 5 δεν λειτουργεί σωστά, συμβουλευθείτε την ενότητα
"Αντιμετώπιση προβλημάτων" αυτού του εγχειριδίου. Εάν δεν
μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, συμβουλευτείτε τονπρομηθευτή του εξοπλισμού.

Εάν νιώθετε δυσφορία ή εάν υπάρχει έκτακτη ιατρική ανάγκη,ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
••Έναρξη
Ένας σύντομος συναγερμός ηχεί κατά την έναρξη της λειτουργίας.
Η μονάδα FreeStyle 5 αρχίζει να λειτουργεί όταν σταματήσει να ηχείο συναγερμός.
Χαμηλή τάση μπαταρίας
Καθώς η ισχύς της μπαταρίας μειώνεται σημαντικά, ηχεί ένας σύντομος
διακεκομμένος συναγερμός και αναβοσβήνει περιοδικά ο κίτρινος
μετρητής/ένδειξη μπαταρίας 25% (Εικόνα 12). Εάν συμβεί αυτό, συνδέστετη μονάδα FreeStyle 5 σε μια υποδοχή DC ή σε μια πρίζα AC

MN167-1 rev. D

EL-29

FreeStyle 5™

•

•

•

EL

ή χρησιμοποιήστε άλλη πηγή οξυγόνου εντός δύο λεπτών. Όταν η μονάδα
FreeStyle 5 είναι συνδεδεμένη σε μια υποδοχή DC ή σε μια πρίζα AC, ημονάδα λειτουργεί ενώ ταυτόχρονα επαναφορτίζει την μπαταρία της. Τοεπίπεδο φορτίου της μπαταρίας υποδεικνύεται από το μετρητή/τις φωτεινές
ενδείξεις μπαταρίας.
Ο ρινικός σωλήνας αποσυνδέθηκε
Όταν η μονάδα FreeStyle 5 λειτουργεί αλλά δεν ανιχνεύει αναπνοή, ηχείένας συνεχής συναγερμός και ανάβει η κίτρινη φωτεινή ένδειξη συναγερμού
μετά από 15 λεπτά. Εάν συμβεί αυτό, ελέγξτε τη σύνδεση από τον ρινικό
σωλήνα προς τη μονάδα FreeStyle 5, βεβαιωθείτε ότι ο ρινικός σωλήνας
είναι τοποθετημένος σωστά στο πρόσωπό σας και ότι αναπνέετε από τημύτη σας. (Ο ιατρός σας ενδέχεται να σας συστήσει τη χρήση ενός ιμάντα
για το πηγούνι, αν απαιτείται.) Εάν ο συναγερμός συνεχίσει να ηχεί,χρησιμοποιήστε άλλη διαθέσιμη πηγή οξυγόνου και επικοινωνήστε με τονπρομηθευτή του εξοπλισμού.
Υπέρβαση ορίου απόδοσης συσκευής FreeStyle 5Εάν ο ρυθμός αναπνοής σας υπερβαίνει την απόδοση της μονάδαςLifeStyle 5, ηχεί ένας σύντομος συναγερμός κάθε ½ δευτερόλεπτο καιαναβοσβήνει η κίτρινη φωτεινή ένδειξη συναγερμού. Όταν συμβαίνει αυτό,ο ρυθμός αναπνοής της μονάδας FreeStyle 5 είναι εκτός τωνπροδιαγραφών της μονάδας. Θα πρέπει να μειώσετε τη σωματική
δραστηριότητα, να διαγράψετε τον συναγερμό απενεργοποιώντας τημονάδα και ενεργοποιώντας την ξανά, και έπειτα, εάν απαιτείται, ναχρησιμοποιήσετε άλλη διαθέσιμη πηγή οξυγόνου και να επικοινωνήσετε μετον προμηθευτή του εξοπλισμού.
Γενική δυσλειτουργία
Σε περίπτωση που η μονάδα FreeStyle 5 παρουσιάσει γενική
δυσλειτουργία, ηχεί ένας σύντομος συναγερμός κάθε ½ δευτερόλεπτο καιη φωτεινή ένδειξη συναγερμού γίνεται σταθερά κόκκινη. Εάν συμβεί αυτό,η συμπύκνωση οξυγόνου που επιτυγχάνει η μονάδα FreeStyle 5 δενπληροί τις προδιαγραφές της μονάδας. Χρησιμοποιήστε άλλη διαθέσιμη
πηγή οξυγόνου και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του εξοπλισμού.
Αυτή η μονάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για υποστήριξη
ζωτικών λειτουργιών. Ηλικιωμένοι, παιδιά ή άλλοι ασθενείς πουδεν μπορούν να εκφράσουν τυχόν δυσφορία κατά τη χρήση
της μονάδας ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετη
παρακολούθηση. Ασθενείς με προβλήματα ακοής ή/και όρασης
ίσως χρειάζονται βοήθεια για την παρακολούθηση τωνσυναγερμών.

MN167-1 rev. D

EL-30

FreeStyle 5™

ELΑπόκριση στους συναγερμούς/στις φωτεινές ενδείξεις τηςμονάδας FreeStyle 5ΚατάστασηΗχητικός
συναγερμός

Φωτεινή
ένδειξηΕπεξήγησηΕνέργειαΈνδειξηΣύντομος,συνεχής, κατάτην έναρξη τηςλειτουργίας

(Πράσινη)παλμός,ανάβει
σταθεράΗ μονάδα
FreeStyle 5 έχειενεργοποιηθεί

Μπορείτε νααρχίσετε ναχρησιμοποιείτε τημονάδα FreeStyle5.

ΈνδειξηΌχι(Πράσινο)παλμός,αναβοσβήνειΗ μονάδα
FreeStyle 5χορηγεί οξυγόνο
με παλμική ροή.

Συνεχίστε τηχρήση της μονάδας
FreeStyle 5κανονικά.

ΈνδειξηΌχιΈνδειξηεπιπέδουΕπίπεδο φόρτισης
μπαταρίας.

Φορτίστε όπωςυποδεικνύεται.

Προειδοποίηση

Συνεχής:Μπιπ(Κίτρινη)συναγερμός,ανάβει
σταθερά

Δεν ανιχνεύθηκε
αναπνοή εντός τουπροκαθορισμένου
χρονικού
διαστήματος.

Ελέγξτε τησύνδεση τουρινικού σωλήνα.
Βεβαιωθείτε ότιαναπνέετε από τημύτη σας. Εάνο συναγερμός δεν
σταματήσει,επικοινωνήστε μετον προμηθευτή
του εξοπλισμού.

Προειδοποίηση

Διακεκομμένος:Μπιπ(Κίτρινη)συναγερμός
BATT 25%,η φωτεινή
ένδειξημπαταρίας
ανάβει
περιοδικάΗ τάση τηςμπαταρίας δενεπαρκεί για τηλειτουργία τηςσυσκευής
FreeStyle 5.

Συνδέστε αμέσωςτη μονάδα
FreeStyle 5 σε μιαυποδοχή DC ή σεμια πρίζα AC.

Προειδοποίηση

Διακεκομμένος:Μπιπ, μπιπ(Κίτρινη)BATT 25%,η φωτεινή
ένδειξημπαταρίας

Τερματισμός
μπαταρίας λόγωχαμηλής τάσης.

Συνδέστε αμέσωςτη μονάδα
FreeStyle 5 σε μιαυποδοχή DC ή σεμια πρίζα AC.

MN167-1 rev. D

EL-31

FreeStyle 5™

ELανάβει
περιοδικά
Προειδοποίηση

Γρήγορος,διακεκομμένος:Μπιπ, μπιπ,
μπιπ…

(Κίτρινη)συναγερμός,αναβοσβήνειΟ ρυθμός
αναπνοής
υπερβαίνει τηναπόδοση τηςμονάδας
FreeStyle 5.

Μειώστε τηδραστηριότητα καιστη συνέχεια
χρησιμοποιήστεεάν χρειάζεται
άλλη διαθέσιμη
πηγή οξυγόνου.
Επικοινωνήστε μετον προμηθευτή
του εξοπλισμού.

Προειδοποίηση

Γρήγορος,διακεκομμένος:Μπιπ, μπιπ,
μπιπ…

(Κόκκινη)συναγερμός,ανάβει
σταθερά

Προέκυψε γενική
δυσλειτουργία τηςσυσκευής
FreeStyle 5.

Απενεργοποιήστετη μονάδα.
Χρησιμοποιήστε
άλλη πηγή
οξυγόνου καιεπικοινωνήστε μετον προμηθευτή
του εξοπλισμού.

Διπλή οθόνη:Κατάσταση συναγερμού
(κίτρινο)Γενική δυσλειτουργία (κόκκινο)Εικόνα 16: Ένδειξη συναγερμού

MN167-1 rev. D

EL-32

FreeStyle 5™

ELΚαθαρισμός, φροντίδα και σωστή συντήρηση
Θάλαμος
Απενεργοποιήστε τη μονάδα FreeStyle 5 και αποσυνδέστε τοκαλώδιο τροφοδοσίας πριν καθαρίσετε το θάλαμο.

Μη χρησιμοποιείτε υγρά απευθείας πάνω τη μονάδα FreeStyle 5για να την καθαρίσετε. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή των
πλαστικών μερών, ο κατάλογος των ακατάλληλων χημικών
ουσιών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω: οινόπνευμα
και προϊόντα με βάση το οινόπνευμα, συμπυκνωμένα προϊόντα μεβάση το χλώριο (αιθυλενοχλωρίδιο) και προϊόντα με βάση το λάδι(Pine-Sol ή Lestoil). Τα προϊόντα αυτά ΔΕΝ πρέπει ναχρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του πλαστικού περιβλήματος
της μονάδας FreeStyle 5, καθώς μπορούν να προκαλέσουν
φθορά στο πλαστικό.
Αντικαθιστάτε τον αναλώσιμο σωλήνα σύμφωνα με τις συστάσεις
του κατασκευαστή ή του προμηθευτή του εξοπλισμού. Πρόσθετααναλώσιμα είναι διαθέσιμα από τον προμηθευτή του εξοπλισμούσας.
Διατηρείτε τη μονάδα FreeStyle 5 καθαρή και χωρίς υγρασία ήσκόνες. Καθαρίστε το πλαστικό περίβλημα τακτικά, σκουπίζοντάς
το με πανί που δεν αφήνει χνούδι ή με απαλό καθαριστικό οικιακής
χρήσης σε υγρό πανί ή σφουγγάρι. Προσέχετε ιδιαίτερα τησύνδεση του ρινικού σωλήνα στην έξοδο οξυγόνου για ναδιασφαλίσετε ότι δεν υπάρχει σκόνη, νερό και σωματίδια.

Προκειμένου να αποφύγετε την ακύρωση της εγγύησης πουπαρέχει η AirSep, ακολουθείτε όλες τις οδηγίες του κατασκευαστή.

MN167-1 rev. D

EL-33

FreeStyle 5™

ELΦίλτρο
Φίλτρο εισόδου αέραΤουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα πρέπει να αφαιρείτε το κάλυμμα από τηνπρόσοψη της συσκευής και να πλένετε το φίλτρο αέρα, που βρίσκεταιτοποθετημένο στο εσωτερικό του καλύμματος. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Φίλτρα"του εγχειριδίου). Ο προμηθευτής του εξοπλισμού σας μπορεί να σας συστήσει πιοσυχνό καθαρισμό, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα
για το σωστό καθαρισμό του φίλτρου εισόδου αέρα:1.

Αφαιρέστε το φίλτρο από το κάλυμμα φίλτρου αέρα και πλύνετέ το σεζεστό διάλυμα με σαπούνι και νερό.

2.

Ξεπλύνετε καλά το φίλτρο και απομακρύνετε το περίσσιο νερό με μιαμαλακιά, απορροφητική πετσέτα. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχειστεγνώσει πριν το επανατοποθετήσετε.

3.

Τοποθετήστε ξανά το στεγνό φίλτρο.
Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα FreeStyle 5 χωρίς τοποθετημένο
φίλτρο εισόδου αέρα. Εάν παρέχεται και δεύτερο φίλτρο,τοποθετήστε το ανταλλακτικό φίλτρο πριν καθαρίσετε το ακάθαρτο
φίλτρο.

Η AirSep δεν συνιστά την αποστείρωση του εξοπλισμού.

Τσάντα μεταφοράς
Για τον καθαρισμό της τσάντας μεταφοράς και του ιμάντα, βουρτσίστε μόνο μεζεστό σαπουνόνερο (μην βυθίσετε την τσάντα σε υγρό) και αφήστε τα ναστεγνώσουν. Μην βάλετε την τσάντα στο πλυντήριο ή το στεγνωτήριο.

Αξεσουάρ της μονάδας FreeStyle 5Εκτός του ρινικού σωλήνα, η AirSep συνιστά να μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ με
τη μονάδα FreeStyle 5 εκτός αυτών που αναγράφονται παρακάτω και παρέχονταιαπό την AirSep μέσω του προμηθευτή του εξοπλισμού σας. Η χρήση αξεσουάρπου δεν αναγράφονται παρακάτω μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση
ή/και την ασφάλεια του φορητού συμπυκνωτή οξυγόνου FreeStyle 5.
MN167-1 rev. D

EL-34

FreeStyle 5™

ELΑριθμός εξαρτήματος/ Περιγραφή
PW021-1, Τροφοδοτικό AC (μήκος καλωδίου PW021 1,4 m) με καλώδιο
τροφοδοσίας CD023-1 120 VAC (2,4 m)
PW021-2, Τροφοδοτικό AC με καλώδιο τροφοδοσίας CD017-2 για Ευρώπη
(2,5 m)
PW021-3, Τροφοδοτικό AC με καλώδιο τροφοδοσίας CD025-1 250 VAC γιαΑυστραλία (2,6 m)
PW021-4, Τροφοδοτικό AC με καλώδιο τροφοδοσίας CD017-4 για ΗΒ (2,5 m)
PW024-1, Τροφοδοτικό DC με προσαρμογέα καλωδίου τροφοδοσίας
(μήκος καλωδίου στην πλευρά του προσαρμογέα αυτοκινήτου 1 m, μήκος
καλωδίου στην πλευρά του τροφοδοτικού 0,9 m)
BT017-1, AirBelt με τροφοδοτικό (μήκος καλωδίου επέκτασης BT017 1,2 m) με
καλώδιο τροφοδοσίας CD023-1 120 VAC(2,4 m)
BT017-2, AirBelt με τροφοδοτικό με καλώδιο τροφοδοσίας CD017-2 γιαΕυρώπη (2,5 m)
BT017-3, AirBelt με τροφοδοτικό με καλώδιο τροφοδοσίας CD025-1 250 VACγια Αυστραλία (2,6 m)
BT017-4, AirBelt με τροφοδοτικό με καλώδιο τροφοδοσίας CD017-4 για ΗΒ
(2,5 m)
MI194-1, Φίλτρο εισόδου αέραMI 371-1, Τσάντα μεταφοράς
MI284-1, Προαιρετική ζώνη ώμου τεσσάρων σημείων για μετατροπή τηςπαρεχόμενης τσάντας μεταφοράς του FreeStyle 5 σε σακίδιο πλάτης
MI240-2, Σύστημα επέκτασης AirBelt
MI372-1, Τσάντα μεταφοράς εξαρτημάτων
MI378-1, Καρότσι μεταφοράςΗ χρήση καλωδίων και προσαρμογέων εκτός τωνκαθορισμένων, με εξαίρεση καλώδια και προσαρμογείς πουδιαθέτει ο κατασκευαστής της ιατρικής ηλεκτρικής συσκευής,ως ανταλλακτικά εσωτερικών εξαρτημάτων, μπορεί ναοδηγήσει σε αυξημένες εκπομπές και μειωμένη ατρωσία τηςμονάδας FreeStyle 5.

MN167-1 rev. D

EL-35

FreeStyle 5™

ELΥλικά σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον ασθενή
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o

Θήκη συμπυκνωτή .................................Valtra/ABS/Πολυστυρένιο
Πίνακας ελέγχου συμπυκνωτή ................Πολυεστέρας EBG7 ήαντίστοιχο
Θύρα πίνακα ελέγχου .............................Πολυανθρακικό
Λαβή συμπυκνωτή .................................Πολυανθρακικό
Έξοδος αερίου, ακροφύσιο .....................Πολυανθρακικό
Φίλτρο εισόδου αέρα ..............................Αφρολέξ, πολυεστέρας
Ετικέτα μονάδας .....................................LexanΣτηρίγματα μονάδας ...............................Πολυουρεθάνη
Σύνδεσμοι καλωδίων ...............................Πολυανθρακικό/βινυλοχλωρίδιο
Καλώδια τροφοδοσίας .............................PVC, μέταλλοΤροφοδοτικό ............................................Lexan 940 (πολυανθρακικό)Τσάντα μεταφοράς συμπυκνωτή .............Μικροΐνες από 100%πολυεστέρα
με επένδυση PVC
Θήκη μεταφοράς μπαταρίας,ζώνη και ιμάντας......................................Μικροΐνες από 100%πολυεστέρα με επένδυση PVC
Καρότσι μεταφοράς ................................Πλαστικό πολυπροπυλενίου,ατσάλι & αλουμίνιο
Συσκευασία ............................................Διπλά ενισχυμένο γκοφρέ
χαρτόνιΕφεδρική πηγή οξυγόνουΟ προμηθευτής του εξοπλισμού ενδέχεται να σας προτείνει μια εναλλακτική πηγήθεραπείας με συμπληρωματικό οξυγόνο, για την περίπτωση που θα υπάρξει
μηχανική βλάβη ή διακοπή ρεύματος.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Το προϊόν FreeStyle 5 έχει σχεδιαστεί με υψηλή αξιοπιστία και αντοχή για πολλά
χρόνια.
Εάν ο φορητός συμπυκνωτής οξυγόνου FreeStyle 5 δεν λειτουργεί σωστά,ανατρέξετε στο πίνακα που ακολουθεί για πιθανές αιτίες και λύσεις και αναπαιτείται, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή του εξοπλισμού.
Μην επιχειρήσετε να εκτελέσετε καμία εργασία συντήρησης
εκτός από αυτές που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο.

MN167-1 rev. D

EL-36

FreeStyle 5™

ELΠρόβλημαΠιθανή αιτίαΛύσηΗ μονάδα FreeStyle 5δεν λειτουργεί ότανπατιέται ένα κουμπί
επιλογής παλμικής ροής.

Η μπαταρία είναι
αποφορτισμένη.

Συνδέστε τη συσκευή σεμια υποδοχή DC ή σε μιαπρίζα AC.

Ηχεί ένας συνεχής
συναγερμός και η(κίτρινη) φωτεινή ένδειξησυναγερμού
αναβοσβήνει.

Η μονάδα FreeStyle 5δεν έχει ανιχνεύσει
αναπνοή τα τελευταία
15 λεπτά.

Δυσλειτουργία.

Επικοινωνήστε με τονπρομηθευτή τουεξοπλισμού καιχρησιμοποιήστε, ανχρειάζεται, άλλη πηγήοξυγόνου.
Ελέγξτε τη σύνδεση τουρινικού σωλήνα.
Βεβαιωθείτε ότι ησωλήνωση του ρινικού
σωλήνα δεν είναι
στρεβλωμένη.
Βεβαιωθείτε ότι ο ρινικός
σωλήνας είναι
τοποθετημένος σωστά
και ότι αναπνέετε από τημύτη. Σε περίπτωση
αναπνοής από το στόμα,ο ιατρός σας ενδέχεται νασυστήσει τη χρήση ενόςιμάντα για το πηγούνι.

Ηχεί ένας διακεκομμένος
συναγερμός καιαναβοσβήνει η (κίτρινη)φωτεινή ένδειξη.

Η μπαταρία
χρειάζεται φόρτιση.

Ηχεί ένας διακεκομμένος
συναγερμός,αναβοσβήνει η (κίτρινη)φωτεινή ένδειξη καιδιακόπτεται η λειτουργία
της μονάδας FreeStyle 5.

Η τάση της μπαταρίας Συνδέστε τη μονάδα σε
δεν επαρκεί για τημια πρίζα DC ή ACλειτουργία τηςαμέσως.
μονάδας FreeStyle 5.

MN167-1 rev. DΣυνδέστε τη συσκευή σεμια υποδοχή DC ή πρίζα
AC εντός 2 λεπτών ήσυνδέστε τη στοπροαιρετικό εξάρτημα
AirBelt.

EL-37

FreeStyle 5™

ELΠρόβλημαΠιθανή αιτία

ΛύσηΗχεί ένας διακεκομμένος
συναγερμός καιαναβοσβήνει η (κίτρινη)φωτεινή ένδειξησυναγερμού.

Ο ρυθμός αναπνοής
υπερβαίνει τηναπόδοση τηςμονάδας FreeStyle 5.

Μειώστε τηδραστηριότητα και στησυνέχεια
απενεργοποιήστε τημονάδα καιενεργοποιήστε την ξανάγια επαναρύθμιση.
Εάν χρειάζεται,χρησιμοποιήστε άλληδιαθέσιμη πηγή οξυγόνου
και επικοινωνήστε με τονπρομηθευτή τουεξοπλισμού.

Ηχεί ένας γρήγορος,διακεκομμένος
συναγερμός και ανάβει
σταθερά η (κόκκινη)φωτεινή ένδειξησυναγερμού.

Προέκυψε γενική
δυσλειτουργία.

Χρησιμοποιήστε άλληδιαθέσιμη πηγή οξυγόνου
και επικοινωνήστε με τονπρομηθευτή τουεξοπλισμού.

Η συσκευή δεν τίθεται σελειτουργία από τηνμπαταρία.

Η συσκευή ενδέχεται
να έχει αναπτύξει
υψηλή ή χαμηλή
θερμοκρασία επειδή
τοποθετήθηκε στηνύπαιθρο, όπως γιαπαράδειγμα στοαυτοκίνητο.

Αφήστε τη μονάδα ναεπανέλθει σε κανονική
θερμοκρασία λειτουργίας,κάτι που ίσως χρειαστεί
αρκετά λεπτά εάν έχειεκτεθεί σε ακραίες
θερμοκρασίες. Συνδέστε
προσωρινά τοτροφοδοτικό AC ή DCστην υποδοχή ρεύματος
της συσκευής και στηνπηγή ρεύματος, όπωςαπαιτείται, για ναεπαναρυθμίσετε τηνεσωτερική μπαταρία
της μονάδας.

MN167-1 rev. D

EL-38

FreeStyle 5™

ELΠρόβλημαΠιθανή αιτίαΛύσηΚαθυστέρηση στηνεπαναφόρτιση τηςεσωτερικής μπαταρίας.

Η εσωτερική
μπαταρία υπερβαίνει
τη θερμοκρασία
φόρτισης.

Μπορείτε ναχρησιμοποιήσετε τημονάδα, αλλά η φόρτιση
ενδέχεται να μηνσυνεχιστεί έως ότουμειωθεί η θερμοκρασία
της μπαταρίας. (Δείτε τιςσημειώσεις για τοφορτιστή μπαταρίας).

Ηχεί συναγερμός ότανη μονάδα συνδεθεί σευποδοχή DCαυτοκινήτου.

Δεν παρέχεται ρεύμαστη μονάδα αν ημπαταρία είναι άδεια,και δεν φορτίζεταιαπό την υποδοχή DC.

Αποσυνδέστε τοτροφοδοτικό DC από τηνυποδοχή τουαυτοκινήτου, σβήστε τημηχανή του αυτοκινήτου
και ανάψτε την ξανά. Στησυνέχεια συνδέστε ξανάτο τροφοδοτικό DC στηνυποδοχή DC τουαυτοκινήτου για ναεπαναρυθμίσετε τηνασφάλεια τουτροφοδοτικού DC.

Λοιπά προβλήματα.

MN167-1 rev. DΧρησιμοποιήστε άλληδιαθέσιμη πηγή οξυγόνου
και επικοινωνήστε με τονπρομηθευτή τουεξοπλισμού.

EL-39

FreeStyle 5™

ELΠροδιαγραφές της μονάδας FreeStyle 5Συμπύκνωση
οξυγόνου:*Ρυθμίσεις παλμού 1-5, ισοδυναμούν με συνεχή ροή
90% οξυγόνου +5,5 / -3%

Δόση παλμού:Ρύθμιση 1: 8,75 ml ± 15%Ρύθμιση 2: 17,5 ml ± 10%Ρύθμιση 3: 26,5 ml ± 10%Ρύθμιση 4: 35,0 ml ± 10%Ρύθμιση 5: 43,75 ml ± 10%Διαστάσεις:

27,2 cm ύψος x 16,8 cm πλάτος x 11,2 cm βάθος

Βάρος:

2,8 kg, προαιρετικό AirBelt: 0,8 kg

Ηλεκτρικό ρεύμα:Τροφοδοτικό AC: Είσοδος: 100-240 VAC, 50-60 Hz,
2A | Έξοδος: 15 VΤροφοδοτικό DC: Είσοδος: 12-24 VDC, 15A τομέγιστο | Έξοδος: 15 VDC, 8A το μέγιστοΔιάρκεια μπαταρίας
(επαναφορτιζόμενη
μπαταρία λιθίου)5 LPM – 1 ώρα, 4 LPM – 1 ώρα, 15 λεπτά, 3 LPM –1 ώρα, 30 λεπτά, 2 LPM – 2 ώρες, 1 LPM – 3 ώρεςΠροαιρετικό εξάρτημα AirBelt όταν συνδυάζεται με
την εσωτερική μπαταρία:5 LPM – 2 ώρες, 30 λεπτά, 4 LPM – 3 ώρες, 3 LPM –3 ώρες, 30 λεπτά,2 LPM – 4 ώρες, 30 λεπτά, 1 LPM – 7 ώρεςΧρόνος
επαναφόρτισης
μπαταρίας:3 ώρες, 15 λεπτά. Προαιρετικό εξάρτημα AirBelt: 3ώρεςΧρόνος πρώτης
εκκίνησης

2 λεπτά

Κύκλος ζωήςμπαταρίας:Περίπου 300 κύκλοι, με επιτρεπόμενο όριο 80% ήμικρότερο.

MN167-1 rev. D

EL-40

FreeStyle 5™

ELΗχητικοί συναγερμοί
και οπτικές ενδείξεις
παλμού:Εκκίνηση– ηχητική και οπτική
ένδειξη (ΠΡΑΣΙΝΗ
λυχνία),Παλμική ροή– οπτική ένδειξη(ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία),Κατάσταση μπαταρίας
– επίπεδο μπαταρίας
(ΠΡΑΣΙΝΕΣ λυχνίες),Χαμηλή τάση μπαταρίας – ηχητική και οπτική
ένδειξη (ΚΙΤΡΙΝΗ λυχνία
συναγερμού),Τερματισμός μπαταρίας– ηχητική και οπτική
ένδειξη (ΚΙΤΡΙΝΗ λυχνία
συναγερμού),Αποσύνδεση ρινικού σωλήνα – ηχητική και οπτική
ένδειξη (ΚΙΤΡΙΝΗ λυχνία
συναγερμού),Υπέρβαση συστήματος– ηχητική και οπτική
ένδειξη (ΚΙΤΡΙΝΗ λυχνία
συναγερμού),Γενική δυσλειτουργία– ηχητική και οπτική
ένδειξη (ΚΟΚΚΙΝΗ λυχνία
συναγερμού).

**Εύρος
θερμοκρασίας:Θερμοκρασία λειτουργίας:5°C έως 40°C[Σχετική υγρασία έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)]Θερμοκρασία αποθήκευσης:-20°C έως 60°C**Μέγιστο υψόμετρολειτουργίας:έως 3.657,6 m (483 mmHg) Τα μεγαλύτερα
υψόμετρα ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση

* Με βάση ατμοσφαιρική πίεση 14,7 psi (101 kPa) στους 21°C**Η λειτουργία εκτός αυτών των προδιαγραφών μπορεί να περιορίσει την ικανότητα του συμπυκνωτή ναπληροί τις προδιαγραφές συμπύκνωσης οξυγόνου σε υψηλότερους ρυθμούς ροής.

MN167-1 rev. D

EL-41

FreeStyle 5™

ELΠροδιαγραφές (συνέχεια)Ο ιατρικός εξοπλισμός απαιτεί ειδικές προφυλάξεις σχετικά με την ΗΜΣ και πρέπει
να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία
σύμφωνα με τις πληροφορίες ΗΜΣ που παρέχονται σε αυτή την ενότητα.
Κατευθυντήριες οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή± ηλεκτρομαγνητική ατρωσίαΗ μονάδα FreeStyle 5 προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται παρακάτω.
Ο αγοραστής ή ο χρήστης του FreeStyle 5 θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η μονάδα χρησιμοποιείται σε αυτού τουείδους το περιβάλλον.

Επίπεδοδοκιμής κατάIEC 60601

Επίπεδοσυμμόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον ±κατευθυντήριες οδηγίες

± 6 kV μέσω επαφής

± 6 kV μέσω επαφής

± 8 kV μέσω αέρα± 8 kV μέσω αέραΤα δάπεδα πρέπει να είναι από ξύλο,τσιμέντο ή κεραμικά πλακίδια. Εάν ταδάπεδα είναι επικαλυμμένα με συνθετικό
υλικό, η σχετική υγρασία πρέπει να είναι
τουλάχιστον 30%.

Ταχεία ηλεκτρική
μετάβαση/ριπή

± 2 kV για γραμμές
τροφοδοσίας

± 2 kV για γραμμές
τροφοδοσίας

IEC 61000-4-4± 1 kV για γραμμές
εισόδου/εξόδου

Δεν εφαρμόζεται

Υπέρταση± 1 kV μεταξύ
γραμμών

± 1 kV μεταξύ γραμμών

IEC 61000-4-5± 2 kV μεταξύ
γραμμής και γείωσης

Βυθίσεις τάσης,σύντομες διακοπές
και διακυμάνσειςτάσηςτροφοδοσίας.

<5% UT(>95% βύθιση στη UT)για 0,5 κύκλο

<5% UT(>95% βύθιση στη UT)για 0,5 κύκλο

40% UT(60% βύθιση στη UT)για 5 κύκλους

40% UT(60% βύθιση στη UT)για 5 κύκλους

70% UT(30% βύθιση στη UT)για 25 κύκλους

70% UT(30% βύθιση στη UT)για 25 κύκλους

<5% UT(>95% βύθιση στη UT)για 5 δευτ.

<5% UT(>95% βύθιση στη UT)για 5 δευτ.

3 A/m

3 A/m

Δοκιμή
ΑΤΡΩΣΙΑΣΗλεκτροστατική
εκφόρτιση (ΗΣΕ)
IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-11Μαγνητικό πεδίο
συχνότητας ισχύος
IEC 61000-4-8± 2 kV μεταξύ γραμμής
και γείωσηςΗ ποιότητα ρεύματος του κεντρικού
δικτύου πρέπει να είναι αντίστοιχη μεεκείνη ενός τυπικού εμπορικού ήνοσοκομειακού περιβάλλοντος.
Η ποιότητα ρεύματος του κεντρικού
δικτύου πρέπει να είναι αντίστοιχη
με εκείνη ενός τυπικού εμπορικούή νοσοκομειακού περιβάλλοντος.
Η ποιότητα ρεύματος του κεντρικού
δικτύου πρέπει να είναι αντίστοιχη
με εκείνη ενός τυπικού εμπορικούή νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Εάναπαιτείται συνεχής λειτουργία τηςμονάδας FreeStyle 5 κατά τη διάρκεια
διακοπών στην τροφοδοσία, συνιστάται ητροφοδοσία της μονάδας FreeStyle 5μέσω συσκευής αδιάλειπτης παροχής
ρεύματος ή μπαταρίας.

Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας
ρεύματος πρέπει να βρίσκονται σταεπίπεδα μιας τυπικής εγκατάστασης σετυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό
περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ UT είναι η τάση κεντρικού δικτύου εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) πριν από την εφαρμογή τουεπιπέδου δοκιμής.

MN167-1 rev. D

EL-42

FreeStyle 5™

EL

Κατευθυντήριες οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή ± ηλεκτρομαγνητική ατρωσίαΗ μονάδα FreeStyle 5 προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται παρακάτω.
Ο αγοραστής ή ο χρήστης του FreeStyle 5 θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η μονάδα χρησιμοποιείται αυτού του είδους
ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.

Δοκιμή
ΑΤΡΩΣΙΑΣΕΠΙΠΕΔΟΔΟΚΙΜΗΣΚΑΤΑ IEC
60601

Επίπεδοσυμμόρφωσης

Αγόμενες
ραδιοσυχνότητες
κατά
IEC 61000-4-6

3 Vrms150 kHz έως
80 MHz3 VrmsΑκτινοβολούμενες
ραδιοσυχνότητες
κατά
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz έως
2,5 GHz

3 V/mΗλεκτρομαγνητικό περιβάλλον ±κατευθυντήριες οδηγίες
Φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνίας μεραδιοσυχνότητες δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σεμικρότερη απόσταση από οποιοδήποτε στοιχείο τηςμονάδας FreeStyle 5, συμπεριλαμβανομένων τωνκαλωδίων, από τη συνιστώμενη, η οποία έχειυπολογιστεί από την εξίσωση που αντιστοιχεί στησυχνότητα του πομπού.
Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού
D= 1,2 x √P

D= 1,2 x √P από 80 MHz έως 800 MHz
D= 2,3 x √P από 800 MHz έως 2,5 GHz
όπουP είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου τουπομπού σε Watt (W) σύμφωνα με τονκατασκευαστή του πομπού και d είναι ησυνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα (m).
Οι τιμές έντασης πεδίου από σταθερούς πομπούς
ραδιοσυχνοτήτων, όπως καθορίζονται από μιαηλεκτρομαγνητική μελέτη του χώρου(α), πρέπει ναείναι μικρότερες από το επίπεδο συμμόρφωσης σεκάθε εύρος συχνοτήτων.(β)Μπορεί να προκληθούν παρεμβολές κοντά σεεξοπλισμό που φέρει το παρακάτω σύμβολο:ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Στα 80 MHz και 800 MHz, ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση
ηλεκτρομαγνητικού κύματος επηρεάζεται από την απορρόφηση και την αντανάκλαση από κατασκευές, αντικείμενα
και άτομα.
α. Δεν είναι δυνατός ο ακριβής θεωρητικός υπολογισμός των τιμών έντασης πεδίου από σταθερούς πομπούς,όπως σταθμοί βάσης (κινητών/ασύρματων) ραδιοτηλεφώνων και επίγειων φορητών συσκευών, ερασιτεχνικοί
ραδιοφωνικοί σταθμοί, σταθμοί ραδιοφωνικών εκπομπών AM και FM και σταθμοί τηλεοπτικών εκπομπών. Για νααξιολογηθεί το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον λόγω σταθερών πομπών ραδιοσυχνοτήτων, ίσως απαιτείται
ηλεκτρομαγνητική μελέτη του χώρου. Αν η μετρηθείσα ένταση πεδίου στο χώρο όπου θα χρησιμοποιηθεί ημονάδα FreeStyle 5 υπερβαίνει το ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης ραδιοσυχνοτήτων που αναφέρεται παραπάνω,η μονάδα FreeStyle 5 θα πρέπει να παρακολουθείται για να επιβεβαιωθεί η κανονική λειτουργία της. Αν
παρατηρηθεί μη κανονική λειτουργία, μπορεί να απαιτείται η λήψη επιπλέον μέτρων, όπως η αλλαγή
προσανατολισμού ή θέσης της μονάδας FreeStyle 5.
β. Για το εύρος συχνοτήτων των 150 kHz έως 80 MHz, οι τιμές έντασης πεδίου πρέπει να είναι μικρότερες από 3
V/m.

MN167-1 rev. D

EL-43

FreeStyle 5™

ELΣυνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού
επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες και της μονάδας FreeStyle 5Η μονάδα FreeStyle 5 προορίζεται για χρήση εντός του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος στο οποίο οι διαταραχέςαπό τις ραδιοσυχνότητες μέσω ακτινοβολίας είναι ελεγχόμενες. Ο αγοραστής ή ο χρήστης της μονάδας FreeStyle 5μπορεί να εμποδίσει τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές διατηρώντας ελάχιστη απόσταση μεταξύ του φορητού καιτου κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών μέσω ραδιοσυχνοτήτων (πομποί) και του συστήματος FreeStyle 5 όπωςσυνιστάται παρακάτω, σύμφωνα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνιών.

Ονομαστική
μέγιστη ισχύς
εξόδου πομπού
σε WΑπόσταση διαχωρισμού σύμφωνα με τη συχνότητα πομπού
(m)
από 150 kHz έως
80 MHzd= 1,2 x √Pαπό 80 MHz έως
800 MHzd= 1,2 x √Pαπό 800 MHz έως
2,5 GHzd= 2,3 x √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Για πομπούς με ονομαστική μέγιστη ισχύ εξόδου που δεν αναφέρεται παραπάνω, η συνιστώμενη απόστασηδιαχωρισμού d σε μέτρα (m) μπορεί να υπολογιστεί με την αντίστοιχη εξίσωση για τη συχνότητα του πομπού,όπου P είναι η ονομαστική μέγιστη ισχύς εξόδου του πομπού σε Watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή τουπομπού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Στα 80 MHz και στα 800 MHz, ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση
ηλεκτρομαγνητικού κύματος επηρεάζεται από την απορρόφηση και την αντανάκλαση από κατασκευές, αντικείμενα
και άτομα.

Κατευθυντήριες οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή – ηλεκτρομαγνητικές εκπομπέςΗ μονάδα FreeStyle 5 προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται παρακάτω.
Ο αγοραστής ή ο χρήστης του FreeStyle 5 θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η μονάδα χρησιμοποιείται σε αυτού τουείδους το περιβάλλον.

Δοκιμή εκπομπών
Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων

Συμμόρφωση

Ομάδα 1CISPR 11Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων

Κατηγορία B

CISPR 11Εκπομπές αρμονικών

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον –Κατευθυντήριες οδηγίεςΗ μονάδα FreeStyle 5 χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων
μόνο για εσωτερικές λειτουργίες. Επομένως, οι εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων είναι πολύ χαμηλές και η πιθανότητα ναπροκαλέσουν παρεμβολές σε παρακείμενο ηλεκτρονικό
εξοπλισμό είναι ελάχιστες.
Η μονάδα FreeStyle 5 είναι κατάλληλη για χρήση σε όλες τιςεγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών καιεγκαταστάσεων που είναι απευθείας συνδεδεμένες στο δημόσιο
δίκτυο τροφοδοσίας χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί οικιακά
κτίρια.

Κατηγορία A

IEC 61000-3-2Διακυμάνσεις
τάσης/εκπομπές
τρεμοσβησίματοςΣυμμορφώνεταιIEC 61000-3-3

MN167-1 rev. D

EL-44

FreeStyle 5™

ELΤαξινόμηση
Είδος προστασίας από ηλεκτροπληξία:Κατηγορία II Η προστασία από ηλεκτροπληξία εξασφαλίζεται μεδιπλή μόνωση.
Βαθμός προστασίας από ηλεκτροπληξία:Τύπος BF
Εξοπλισμός που παρέχει συγκεκριμένο βαθμό
προστασίας από ηλεκτροπληξία όσον αφορά ταπαρακάτω
1) επιτρεπόμενο ρεύμα διαρροής,2) αξιοπιστία προστατευτικής σύνδεσης γείωσης
(εάν υπάρχει).
3) Δεν προορίζεται για άμεση καρδιακή εφαρμογή.
Ανεξάρτητος έλεγχος για το πρότυπο για ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές:Ελέγχθηκε για συμμόρφωση με το πρότυπο
IEC 60601-1 περί ιατρικών ηλεκτρικών συσκευών –Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις ασφαλείας
Ελέγχθηκε για συμμόρφωση με τις ισχύουσες
απαιτήσεις του προτύπου,CAN/CSA C22.2 Αρ. 60601-1-08 M90 περί ιατρικών
ηλεκτρικών συσκευών – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
ασφαλείας
Προστασία από πιθανές ηλεκτρομαγνητικές ή άλλες παρεμβολές ανάμεσα
στον εξοπλισμό και άλλες συσκευές.
Ελέγχθηκε για συμμόρφωση με το πρότυπο:EN 60601-1-2 περί ιατρικών ηλεκτρικών συσκευών –Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις ασφαλείαςΣυμπληρωματικό πρότυπο: Ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα – Απαιτήσεις και δοκιμές
αερομεταφερόμενου εξοπλισμού RTCA-DO160, Ενότ.
21, Εκπομπή ενέργειας ραδιοσυχνοτήτωνCISPR 11 / EN 55011 Κατηγορία B, Ομάδα 1,"Βιομηχανικός, επιστημονικός και ιατρικός (ISM)εξοπλισμός"FCC Μέρος 15, Υποτμήμα B – Ακούσιοι ακτινοβολητές
Κατηγορίας ΒΕπιτρεπόμενη μέθοδος καθαρισμού και ελέγχου μόλυνσης:Ανατρέξτε στην ενότητα "Καθαρισμός, φροντίδα
και σωστή συντήρηση" του εγχειριδίου ασθενούς
FreeStyle 5.

MN167-1 rev. D

EL-45

FreeStyle 5™

ELΒαθμός ασφάλειας εφαρμογής παρουσία εύφλεκτων αναισθητικών αερίων:Ο εξοπλισμός δεν είναι κατάλληλος για τέτοια
εφαρμογή.
Τρόπος λειτουργίας:Συνεχής λειτουργία.

Αντιπρόσωπος στην Ευρώπη:Medical Product Services GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany
E-mail: info@mps-gmbh.eu

MN167-1 rev. D

EL-46

FreeStyle 5™

EN

DO NOT OPERATE THIS EQUIPMENT WITHOUT FIRSTREADING AND UNDERSTANDING THIS MANUAL. IF YOU
ARE UNABLE TO UNDERSTAND THE WARNINGS AND
INSTRUCTIONS, CONTACT YOUR EQUIPMENT PROVIDERBEFORE ATTEMPTING TO USE THIS EQUIPMENT;OTHERWISE, INJURY OR DAMAGE MAY RESULT.
Smoking while using oxygen is the number one cause offire injuries and related deaths. You must follow thesesafety warnings:
Do not allow smoking, candles, or open flames in the same roomwith the device or within 5 feet (1.52 meters) of the oxygencarrying accessories.
Smoking while wearing an oxygen cannula may cause facial
burns and possibly death.
Removing the cannula and putting it on bedding, sofas, or othercushion material will cause a flash fire when exposed to acigarette, heat source, or flame.
If you smoke, these 3 steps may save your life:
turn off the oxygen concentrator, take off the cannula, and leave
the room where this device is located.

“No Smoking – Oxygen in Use” signs must be prominently
displayed in the home, or where the oxygen concentrator is inuse. Patients and their caregivers must be informed about thedangers of smoking in the presence of, or while using, medical
oxygen.

FreeStyle 5™

EN

TABLE OF CONTENTS
AirSep® FreeStyle™ 5 Portable
Oxygen Concentrator
AirSep’s FreeStyle™ 5 Portable Oxygen Concentrator
Symbols
Why Your Physician Prescribed Oxygen
What is the FreeStyle 5 Portable Oxygen Concentrator?
Operator Profile
FreeStyle 5 for Airline Travel – FAA-Approved
Important Safety Rules
Important Safety Rules for Optional AirBelt
Getting Started with YourFreeStyle 5 Portable Oxygen Concentrator
Battery Charging
Nasal Cannula
FreeStyle 5 Unit Components
Operating Instructions
Power Supplies
Filters
Setting of the Flow Selector
Alarm/Light Indicators
How to Respond to FreeStyle 5’s Alarm/Light Indicators
Cleaning, Care, and Proper MaintenanceCabinetFilterCarrying Bag
FreeStyle 5 Accessories
Materials in direct or indirect contact with the patient
Reserve Oxygen Supply
Troubleshooting
FreeStyle 5 Specifications
Classification

EN1
EN1-2
EN3
EN3
EN4
EN4
EN5-11
EN12
EN13-17
EN17-19
EN20-21
EN21-22
EN23
EN24-25
EN25-26
EN27-28
EN28-29
EN30-31
EN32-33
EN32
EN33
EN33
EN33-34
EN35
EN35
EN35-37
EN38-42
EN43

FreeStyle 5™

EN

AirSep’s FreeStyle™ 5 Portable Oxygen Concentrator
This Patient Manual will acquaint you with AirSep’s FreeStyle™ 5 Portable Oxygen
Concentrator (POC). Make sure you read and understand all of the information
contained in this manual before you operate your FreeStyle 5 unit. Should you
have any questions, your Equipment Provider will be happy to answer them foryou.

Symbols
Symbols are frequently used on equipment and/or the manual in preference towords with the intention of decreasing the possibility of misunderstanding causedby language differences. Symbols can also permit easier comprehension ofa concept within a restricted space.
The following table is a list of symbols and definitions used with the FreeStyle 5
Portable Oxygen Concentrator.
Symbol

MN167-1 rev. D

Description

SymbolDescription

Warning –Describes
a hazard or unsafe
practice that if not
avoided can result insevere bodily injury,
death, or property
damageClass II Equipment,
double insulated

Caution – Describes
a hazard or unsafe
practice that if not
avoided can result inminor bodily injury orproperty damage

Complies with the
93/42/EEC directive
drawn up by theapprovedorganization
No. 0459

Note – Provides
information importantenough to emphasizeor repeat

Safety agency for
CAN/CSA C22.2 No.
60601-1-08 M90 for
medical electricalequipment

Consult theaccompanying
documents

Keep unit andaccessories dry

EN-1

FreeStyle 5™

RTCA/DO-160 Section 21
Category M CompliantEN

Use no oil or grease

Proper disposal ofwaste of electricaland electronicequipment required

No Smoking

Do not disassemble

Type BF Equipment

Consult instructions
for useThis side up

Fragile – handle withcare

Do not expose toopen flames

FAA – Approved
POC

RTCA DO160
Section 21 Category
M Compliant. FAA
SFAR 106
requirement

See Instructions

Method of disposing of waste: All waste from AirSep’s FreeStyle 5 Oxygen
Concentrator must be disposed of using the appropriate methods specified by local
authorities.
Method for disposing of the device: In order to preserve the environment, theconcentrator must be disposed of using the appropriate methods specified by local
authorities.

MN167-1 rev. D

EN-2

FreeStyle 5™

EN

Why Your Physician Prescribed Oxygen
Many people suffer from a variety of heart, lung, and other respiratory diseases. A
significant number of these patients can benefit from supplemental oxygen therapy
at home, when traveling, or while participating in daily activities away from home.
Oxygen is a gas that makes up 21% of the room air we breathe. Our bodies depend
on a steady supply to function properly. Your physician prescribed a flow or setting
to address your particular respiratory condition.
Although oxygen is a non-addictive drug, unauthorized oxygen therapy can be
dangerous. You must seek medical advice before you use this oxygen
concentrator. The Equipment Provider who supplies your oxygen equipment will
demonstrate how to operate the FreeStyle 5 Portable Oxygen Concentrator.

What is the FreeStyle 5 Portable Oxygen Concentrator?
Oxygen concentrators were introduced in the mid-1970’s and have become themost convenient, reliable source of supplemental oxygen available today. Oxygen
concentrators are the most cost-effective, efficient, and safest alternative to using
high-pressure oxygen cylinders or liquid oxygen. An oxygen concentrator provides
all the oxygen you need with no cylinder or bottle deliveries required.
The air we breathe contains approximately 21% oxygen, 78% nitrogen, and 1%
other gases. In the FreeStyle 5 unit, room air passes through a regenerative,
adsorbent material called “molecular sieve.” This material separates the oxygenfrom the nitrogen. The result is a flow of high-concentration oxygen delivered tothe patient.
FreeStyle 5 combines advanced oxygen concentrator technology along withoxygen conserving technology for a lightweight, high capacity portable oxygen
concentrator at just 6.2 lb (2.8kg). The FreeStyle 5 efficiently produces its own
oxygen, and quickly delivers it as a pulse of oxygen at the very beginning of yourinhalation. This eliminates the waste associated with a continuous flow oxygen
device that even flows oxygen while you are exhaling. This pulsing of the oxygen
is equivalent to continuous flow. FreeStyle 5 produces the equivalent of up to 5
LPM (liters per minute) in a lightweight package that can be easily carried and usedaway from the home.
FreeStyle 5 operates from four different power sources. (Refer to the Power
Supplies section of this manual.)

MN167-1 rev. D

EN-3

FreeStyle 5™

EN

Operator Profile:
AirSep’s Concentrators are intended to supply supplemental Oxygen to users
suffering from discomfort due to ailments which effect the efficiency of ones lungs
to transfer the oxygen in air to their bloodstream. POC’s provide the convenienceof using a non-delivery POC system rather than delivery system (O2 tank) whichmakes the user relatively self-sufficient in terms of in-home use, ambulation (bothwithin and outside of the home) mobility and overall lifestyle. Oxygen Concentrator
use requires a physician’s prescription, and is not intended for life support use.
Although Oxygen therapy can be prescribed for patients of all ages the typicaloxygen therapy patient is older than 65 years of age and suffers from Chronic
obstructive Pulmonary Disorder (COPD). Patients typically have good cognitive
abilities and must be able to communicate discomfort. If the user is unable tocommunicate discomfort, or unable to read and understand the concentrator
labeling and instructions for use, then use is recommended only under thesupervision of one who can. If any discomfort is felt while using the concentrator,
patients are advised to contact their healthcare provider. Patients are also advised
to have back-up oxygen available (i.e. cylinder oxygen) in the event of a power
outage or concentrator failure. There are no other unique skills or user abilities
required for concentrator use.

FreeStyle 5 for Airline Travel – FAA-Approved
FreeStyle has received the US Federal Aviation Administration’s (FAA)
acceptance for onboard in-flight use by oxygen passengers on commercial airlines
via a 2012 amendment to SFAR 106.
In addition, as of May 13, 2009, a new Department of Transporation (DOT)/FAA
ruling has determined that US-based carriers, as well as international flights withorigination or destination in the US, must allow passengers with FAA-approved
portable oxygen concentrators to use them on board, and in flight, as medicallynecessary. Check directly with the individual airlines with which you would like totravel for up-to-date information on their specific POC policies.

MN167-1 rev. D

EN-4

FreeStyle 5™

EN---- [Read the Important Safety Rules section before operating
this equipment.] ----

Important Safety Rules
Carefully review and familiarize yourself with the following important safety
information about the portable FreeStyle 5 Oxygen Concentrator.
This device supplies high-concentration oxygen that promotes
rapid burning. Do not allow smoking or open flames within thesame room of (1) this device, or (2) any oxygen-carrying
accessory. Failure to observe this warning can result in severe
fire, property damage, and/or cause physical injury or death.

If you feel discomfort or are experiencing a medical
emergency, seek medical assistance immediately.

Do not heat above 140°F (60°C)

This unit is not to be used for life support. Geriatric, pediatric,or any other patients unable to communicate discomfort while
using this unit may require additional monitoring. Patients withhearing and/or sight impairment(s) may need assistance with
monitoring alarms
Use no oil, grease, or petroleum-based or other flammableproducts with the oxygen-carrying accessories or the
FreeStyle 5 unit. Only water based, oxygen compatible lotions
or salves should be used. Oxygen accelerates the combustionof flammable substances.
The incorrect use of the FreeStyle 5 battery can cause thebattery to get hot, ignite, and may cause serious injury. Be
sure not to pierce, strike, step on, or drop the battery, orotherwise subject the battery to strong impacts or shocks.

MN167-1 rev. D

EN-5

FreeStyle 5™

EN

While using the FreeStyle 5 outdoors with the AC power
supply, connect the power supply into a Ground Fault
Interrupted (GFI) outlet only.
Electrical shock hazard. Disconnect the power cord from theelectrical outlet before you clean the unit to prevent accidental
electrical shock hazard. Only your Equipment Provider or aqualified service technician should remove the covers orservice the unit.
Care should be taken to prevent FreeStyle 5 from getting wet
or allowing water to enter the unit. This can cause the unit tomalfunction or shut down.

Use of cables and adapters other than those specified, withthe exception of cables and adapters sold by the
manufacturer of the medical electrical equipment as
replacement parts for internal components, may result inincreased emissions of decreased immunity of the FreeStyle5.

No modification of this equipment is allowed.

The FreeStyle 5 should not be used adjacent to or stacked
with other equipment. If adjacent or stacked use isunavoidable, the device should be observed to verify normal
operation.

Federal (USA) law restricts this device to sale or rental byorder of a physician or other licensed health care provider

MN167-1 rev. D

EN-6

FreeStyle 5™

EN

In the event of an alarm or you observe that FreeStyle 5 is notworking properly; consult the Troubleshooting section in thismanual. If you cannot resolve the problem, consult yourEquipment Provider.

The FreeStyle 5 Portable Oxygen Concentrator may be usedduring sleep under the recommendation of a qualified clinician.

Operating the FreeStyle 5 unit outside of its normal operating
temperature range can affect performance and decrease
battery run time and/or increase battery charge time. (Refer tothe Specifications section in this manual.)

Do not allow either the air intake or the air outlet vents tobecome blocked. This can cause the FreeStyle 5 unit tooverheat and affect performance.

Do not operate unit in a restricted or confined space (i.e., asmall case or handbag) where ventilation can be limited. Thiscan cause the FreeStyle 5 unit to overheat and affectperformance.

When using FreeStyle 5 in an automobile, boat, or on other DC
sources with the DC power supply, make sure that the vehicle
is started and running before connecting the FreeStyle 5 unit. If
the DC power supply does not illuminate and requires
resetting, disconnect the DC power supply from the DC outlet,
restart your vehicle, and then reconnect your DC power supply
into the DC outlet. Failure to follow these instructions can resultin the power supply not supplying power to FreeStyle 5.

MN167-1 rev. D

EN-7

FreeStyle 5™

EN

When the automobile in which you are using the FreeStyle 5unit is turned off, disconnect and remove the unit from theautomobile with you. Do not store FreeStyle 5 in a very hot
automobile or in other similar, high-or low-temperatureenvironments. Operating or storing the unit outside the normal
temperature range can affect the performance of the FreeStyle
5. (Refer to the Specifications section in this manual.)
If the FreeStyle 5 has been stored for an extended period oftime outside its normal operating temperature range, the unit
should be allowed to return to normal operating temperature
before being turned on. (Refer to the Specifications section inthis manual.)

It is very important to select only the prescribed level ofoxygen. Change the pulse flow selection only under theguidance of your physician.

Replace the disposable cannula as recommended by the
manufacturer or your equipment provider. Additional supplies
are available from your Equipment Provider.

Do not position the Concentrator so that it is difficult to accessthe power cord.

The concentrator should be located as to avoid pollutants orfumes.

Cannula tubing must be non-kinking, which can be used for a
total length of up to 25 ft (7.6 m) maximum.

MN167-1 rev. D

EN-8

FreeStyle 5™

EN

Ensure the cannula is fully inserted and secure. This ensures that
the FreeStyle 5 unit can properly detect inspiration for oxygen
delivery.

Storing your FreeStyle 5 for extended periods of time at hightemperatures or with a fully charged or completely discharged
battery can degrade its overall battery life.

Depending upon the temperature of the FreeStyle 5 battery, it
can take several minutes for the charging cycle to start afterconnecting to power. This is a normal condition and is intended
for safe charging.

The FreeStyle 5 battery does not need to be fully discharged
before recharging. It is recommended to charge the FreeStyle 5battery after each use.

Charging may take several minutes after connecting the power
to initiate, depending on the battery’s internal operating
temperature. This is a normal condition and is intended for safe
battery charging. This circumstance is more likely when thebattery has been fully discharged.

When connected to AC or DC power, the unit’s battery charges
until it reaches full capacity, either while the unit is operating or
turned off.

If the internal battery fully depletes and the FreeStyle 5 unit
shuts down, the unit cannot be restarted with the AirBelt. Should
this occur, connect your FreeStyle 5 to its AC or DC power
supply for a short period of time in order to provide sufficientinternal battery power to start the unit. AirBelt can then beconnected to provide additional run time.

MN167-1 rev. D

EN-9

FreeStyle 5™

EN

If the FreeStyle 5 power supply remains connected when thebattery is fully charged, the four LEDs will turn off within 2 ½
hours.

It may be necessary to initially connect the AC or DC FreeStyle
5 power supply to the FreeStyle 5 unit before the unit will
operate for the first time on battery power. Your Equipment
Provider may have already performed this step for you.

Use only AirSep Part No. FI194-1 for air intake filter for this unit.

Do not operate FreeStyle 5 without the air intake filter in place. If
a second filter is provided, insert the “replacement” filter before
you clean the dirty filter.

AirSep does not recommend the sterilization of this equipment.

Do not attempt any maintenance other than the possible
solutions listed within this manual.

Portable and mobile RF communications equipment can effectmedical electrical equipment.

MN167-1 rev. D

EN-10

FreeStyle 5™

EN

The lithium ion rechargeable battery that is used in the FreeStyle
5 unit does not need
to be fully depleted before recharging. It is recommended tocharge the battery regardless of the battery’s capacity level afteruse.
The battery will charge when the unit is off as well as while theunit is running off the AC or DC power supply.
Lithium batteries may permanently lose capacity when exposed
to extremely hot temperatures with the batteries fully charged orcompletely depleted. For extended storage, it is recommended
that batteries be charged 25 to 50% and remain within atemperature range of 73° F (23°C) ± 2°C.

“No Smoking – Oxygen in Use” signs must be prominently
displayed in the home, or where the oxygen concentrator is inuse. Patients and their caregivers must be informed about thedangers of smoking in the presence of, or while using, medical
oxygen.

MN167-1 rev. D

EN-11

FreeStyle 5™

EN

Important Safety Rules for Optional AirBelt
The incorrect use of AirBelt can cause the battery to get hot,ignite, and can cause serious injury. Be sure not to pierce,
strike, step on, or drop the battery, or otherwise subject thebattery to strong impacts or shocks.

Replace safety cap on AirBelt cord when not in use.

Do not attempt to charge the optional AirBelt with the FreeStyle
5 power supply, or AirBelt can be damaged.
Use only the AirBelt power supply provided to charge AirBelt.

Depending upon the temperature of the AirBelt, it can takeseveral minutes for the charging cycle to start after connecting
to power. This is a normal condition and is intended for safe
charging,

AirBelt does not need to be fully discharged before recharging.
It is recommended to charge AirBelt after each use.

Lithium batteries may permanently lose capacity when exposed
to extremely hot temperatures with the batteries fully charged orcompletely depleted. For extended storage, it is recommended
that batteries be charged 25 to 50% and remain within atemperature range of 73° F (23° C) +/- 2°C.

MN167-1 rev. D

EN-12

FreeStyle 5™

EN[Read the Important Safety Rules section before operating this equipment.]

Getting Started with Your FreeStyle 5 Portable Oxygen
Concentrator
The FreeStyle 5 packaging contains the following items, as shown in Figures 1-3.
If any are missing, contact your Equipment Provider.
••••

FreeStyle 5 Portable Oxygen Concentrator with carrying case.
Patient manual (not shown)
AC power supply (100-240 volts, 50/60 Hz) with power cord.
Automobile DC power supply

Figure 1: FreeStyle 5 Unit

MN167-1 rev. D

EN-13

FreeStyle 5™

EN

Figure 2: FreeStyle 5 AC Power Supply/Power Cord

Figure 3: FreeStyle 5 DC Power Supply

Optionally, you may also have an AirBelt for extended battery duration. That
packaging contains the following, as shown in Figure 4:••

AirBelt battery belt
AC power supply (100-240 Volt, 50/60 Hz) with power cord
The incorrect use of the FreeStyle 5 AirBelt can cause thebattery to get hot, ignite, and may cause serious injury. Be
sure not to pierce, strike, step on, or drop the battery, orotherwise subject the battery to strong impacts or shocks.

MN167-1 rev. D

EN-14

FreeStyle 5™

EN

All AirBelt Warnings, Cautions and Notes should be read first before
proceeding with your equipment.
See pg 9, "Important Safety Rules for Optional AirBelt".
Other optional accessories include a harness to easily convert the FreeStyle 5
carrying bag to a backpack (part number MI284-1), as shown in Figure 5. The
FreeStyle 5 can also be worn on the waist if desired by feeding the AirBelt or otherbelt you are wearing throught the loops on the FreeStyle 5 carrying case. (SeeFigure 6.) The optional accessories bag (part number MI286-1), enables evenmore convenient travel when transporting all power accessories and optional
AirBelts and/or the harness for use at your intended destination.

Figure 4: AirBelt and AC Power Supply/Power Cord

MN167-1 rev. D

EN-15

FreeStyle 5™

EN

Figure 5: FreeStyle 5 unit worn backpack style

Figure 6: FreeStyle 5 unit worn on the waist.

Replace safety cap on AirBelt cord when not in use.

MN167-1 rev. D

EN-16

FreeStyle 5™

EN

Before operating FreeStyle 5 for the first time, familiarize yourself with the major
components. These are illustrated in the figures on the following pages anddiscussed later in the manual.

Battery Charging
Check to make sure your unit’s battery is fully charged before venturing out with
FreeStyle 5 for the first time or upon subsequent use. To check the level of chargeof the internal battery, press the BATT button on FreeStyle 5’s keypad. The battery
gauge/indicator(s) LEDs above the BATT button illuminate to indicate the level ofinternal battery charge (25-100%). Note: The internal battery is charging whenever
the unit is operating on AC or DC power. To charge FreeStyle 5’s internal battery,simply connect its AC power supply or DC power supply into the unit’s power
connection inlet (as shown in Figure 7). Be certain to first properly align the power
cord to this inlet. To do this, take note of the “D”-shaped plug of both the power
cord connector and the FreeStyle 5’s inlet connection. These must be properlyaligned and when removing the power cord, the release button must be pressed
to remove it from the FreeStyle 5 unit. This ensures that neither the unit nor the
power accessories are damaged.

Press to remove
power cord.
FreeStyle 5 unit’s
Power Inlet

Figure 7: Internal Battery Charging

MN167-1 rev. D

EN-17

FreeStyle 5™

EN

Optional AirBelt
Optionally, you may also have an AirBelt for extended use of FreeStyle 5.
The optional AirBelt (Figure 9), can power the FreeStyle 5 unit for up to 7 hours.
Before using AirBelt, check that it is sufficiently charged. It requires approximately
3 hours to completely charge.
AirBelt is equipped with a battery gauge/indicator to indicate the level of battery
charge (25-100%). To check the level of charge, press the button on the AirBelt
keypad. The battery gauge/indicator(s) illuminate to indicate the level of battery
charge (25-100%).

Figure 8: AirBelt Battery Charging

Charging the Optional AirBelt
To charge the AirBelt battery for extended use:
1) Release safety cap from end of the AirBelt cord (see figure 4).
2) Connect the AC/DC power supply (included with AirBelt Accessory kit) tothe end of AirBelt’s power cord, as shown in Figure 9.
3) Connect the AirBelt power supply to an AC electrical outlet to recharge.

MN167-1 rev. D

EN-18

FreeStyle 5™

EN

AirBelt

Connecting the AirBelt
cord to the power supply
cord

PW009-2 AC/DC Power
SupplyAirBelt AC/DCPower Supply

Figure 9: AirBelt Battery Charging set-up

•
•
•
•

The FreeStyle 5 AirBelt will completely recharge from its fully depleted state
in approximately 3 hours.
While charging a fully discharged battery, the LED will continue to blink until
25% capacity is reached. The LED will then turn solid.
Each of the four LEDs, 25% -100%, will blink as stated above, then turn solidwhen the battery reaches it’s capacity.
When all LEDs illuminate solid, the battery is fully charged and the LEDs willremain solid for a period of time, then all four LEDs will turn off.
Lithium batteries may permanently lose capacity when exposed to
extremely hot temperatures with the batteries fully charged orcompletely depleted. For extended storage, it is recommended
that batteries be charged 25 to 50% and remain within atemperature range of 73° F (23° C) +/- 2°C.
Depending upon the temperature of the AirBelt, it can takeseveral minutes for the charging cycle to start after connecting
to power. This is a normal condition and is intended for safe
charging.

AirBelt does not need to be fully discharged before recharging.
It is recommended to charge it after each use.

MN167-1 rev. D

EN-19

FreeStyle 5™

EN---- [Read the Important Safety Rules section before
operating this equipment.] ----

Nasal Cannula
A nasal cannula and tubing are used to deliver oxygen from the FreeStyle 5 unit
to the user. The tubing is connected to the unit’s oxygen outlet (See Figure 10).

Figure 10: Connecting Cannula to FreeStyle 5’s Oxygen Outlet

AirSep recommends a nasal cannula with 7 ft (2.1 m) of tubing, AirSep Part No.
CU002-1. Other lengths of tubing up to 25 ft (7.6 m) maximum, including nasal
cannula, may be used.
Replace the disposable cannula periodically following normal
usage. Additional supplies are available from your Equipment
Provider.

Cannula tubing must be non-kinking, which can be used for a
total length of up to 25 ft (7.6 m) maximum.

Always follow the cannula manufacturer’s instructions for properuse. Consult your licensed health care provider to determine howoften the cannula should be replaced.

MN167-1 rev. D

EN-20

FreeStyle 5™

EN

Make sure the cannula is fully inserted and secure. This ensuresthat the FreeStyle 5 unit can properly detect inspiration for oxygen
delivery.

FreeStyle 5 Unit Components

HandleOxygen Outlet

Air Outlet

Air Outlet

Inlet for Power
Connections
Air Intake/Filter
Cover

Figure 11: FreeStyle 5 Exterior View - Front

MN167-1 rev. D

EN-21

FreeStyle 5™

EN

Dust Cover
Alarm Indicator

Pulse Flow
Indicator(s)Battery Gauge/
Indicator(s)Flow Selection
Button (s)(Internal) Battery
ButtonFigure 12: Close-Up of Keypad/Alarm Display

Label/Patient
Instructions

Figure 13: FreeStyle 5 Exterior View - Back

Now that you are familiar with FreeStyle 5’s components, review the instructions
on the following pages to operate the Freestyle 5 unit.

MN167-1 rev. D

EN-22

FreeStyle 5™

EN[Read the Important Safety Rules section before operating this equipment.]

Operating Instructions
1.

Locate and position the FreeStyle 5 so that the air inlets and air outlets
are not obstructed.

2.

Power the unit from (a) the internal battery; (b) AirBelt; (c) DC outlet (i.e.
automobile or motor boat); or (d) an AC outlet (i.e. normal household
electric). (Refer to the Power Supplies section of this Patient Manual.)
Use no oil, grease, or petroleum-based or other flammableproducts with the oxygen-carrying accessories or the
FreeStyle 5 unit. Only water based, oxygen compatible lotions
or salves should be used. Oxygen accelerates the
combustion of flammable substances.

Do not heat above 140°F (60°C)

It may be necessary to initially connect the AC or DC
FreeStyle 5 power supply to the FreeStyle 5 unit before theunit will operate for the first time on battery power. Your
Equipment Provider may have already performed this step for
you.
1.
2.
3.

4.
5.

Connect your cannula to the oxygen outlet.
Lift the dust cover on the unit.
Turn the FreeStyle 5 unit on by pressing the 1, 2, 3, 4 or 5 button on theunit’s keypad for the liter flow prescribed by your physician. The green
LED above the button selected illuminates. Each time you turn on the
FreeStyle 5 unit, a brief alarm sounds. This indicates that FreeStyle 5 ispowered for use.
To change the pulse flow setting, press the appropriate button. It is
normal to hear a difference in sound as you change the settings.
To turn FreeStyle 5 off, press the button corresponding to the pulse flow
setting light that is illuminated.

When FreeStyle 5 senses inhalation, oxygen is supplied to you through yourcannula.
The time required to reach minimum oxygen concentration after turning on the
FreeStyle 5 unit is approximately two minutes.
MN167-1 rev. D

EN-23

FreeStyle 5™

EN[Read the Important Safety Rules section before operating this equipment.]

Power Supplies
FreeStyle 5 can be powered in four different ways – the internal battery, an AC
power supply, DC power supply, and an optional AirBelt battery belt in combination
with the unit’s internal battery.
1.

2.

3.

4.

Internal Battery: A rechargeable internal battery is located within each
FreeStyle 5 unit. When it is fully charged, it supplies power to the
FreeStyle 5 unit for up to 3 hours. An audible alarm sounds when thebattery power is getting low. The alarm is discussed in the Alarm/Light
Indicators section of this manual.
Battery Charging: To charge the internal battery, connect FreeStyle 5 toeither the AC power supply and a 100-240 volt, 50/60 Hz AC power outlet,
or connect it to a DC power outlet in an automobile (boat, motor home,etc.). A discharged battery requires approximately 3 hours and 15
minutes to fully charge. It is recommended to recharge the battery, even
if only partially depleted, as often as possible.
AC Power Supply: An AC power supply allows FreeStyle 5 to beconnected to a 100-240 volt, 50/60 Hz outlet. The power supply converts
100-240 volt AC to a DC voltage for the FreeStyle 5 unit. When FreeStyle
5 is operated with the AC power supply, power from the AC outlet powers
the unit and recharges FreeStyle 5’s battery simultaneously.
DC Power Supply: A DC power supply can be connected from the
FreeStyle 5 unit to an automobile’s (boat, motor home, etc.) 12 volt DC
outlet. When FreeStyle 5 is connected to the automobile’s DC outlet,
power from the automobile battery powers the FreeStyle 5 unit andrecharges the FreeStyle 5 battery simultaneously.
Optional AirBelt (External Battery Belt): FreeStyle 5 can also be
powered by an external battery belt. This belt can be worn around thewaist, and when used in combination with a fully charged internal battery,
supplies power to FreeStyle 5 for up to 7 hours. The belt pack connects
to the FreeStyle 5 unit’s power inlet, and it can be recharged byconnecting it to the battery belt’s own AC power supply.
When using the AirBelt with a fully charged internal battery, the FreeStyle
5’s internal battery will deplete before the AirBelt. The AirBelt must beconnected to the FreeStyle 5 unit before the FreeStyle 5’s internal battery
is depleted. Observe and connect the AirBelt to the FreeStyle 5 unit
before its internal battery discharges to 25% or less.

MN167-1 rev. D

EN-24

FreeStyle 5™

EN

If the internal battery fully depletes and the FreeStyle 5 unit
shuts down, the unit cannot be restarted with the AirBelt.
Should this occur, connect your FreeStyle 5 to its AC or DC
power supply for a short period of time in order to provide
sufficient internal battery power to start the unit. AirBelt canthen be connected to provide additional run time.

Filters
Air enters FreeStyle 5 through an air intake filter located under the cover on thelower front of the oxygen concentrator. (See Figures 14 and 15.) This filter prevents
dust and other large particles in the air from entering the unit. Before you operate
FreeStyle 5, make sure this filter is clean and positioned correctly. (see the
Cleaning, Care, and Proper Maintenance / Filters / Air Intake Filter section of thismanual)Figure 14: Removal of Air Intake
Filter Cover

MN167-1 rev. D

EN-25

FreeStyle 5™

EN

Figure 15: Removal of Filter from
Filter Cover

Do not operate FreeStyle 5 without the air intake filter in place. If
a second filter is provided, insert the “replacement” filter before
you clean the dirty filter.

Use only AirSep Part No. FI194-1 for air intake filter for this unit.

MN167-1 rev. D

EN-26

FreeStyle 5™

EN

Setting of the Flow Selector
The FreeStyle 5 unit has five pulse flow settings: 1, 2, 3, 4, and 5, providing flows
equivalent to 1-5 LPM oxygen. Lift the dust cover on the unit’s keypad, and press
the 1, 2, 3, 4, or 5 button, which corresponds to the oxygen pulse flow that yourphysician has prescribed. (See Figures 16 and 17.)

Figure 16: Lifting Dust Cover on Keypad Display

Figure 17: Pressing Flow Selection Button

MN167-1 rev. D

EN-27

FreeStyle 5™

EN

It is very important to select only the prescribed level ofoxygen. Change the pulse flow selection only under theguidance of your physician.

Alarm/Light Indicators
When the FreeStyle unit senses inhalation, a pulse of oxygen is delivered throughthe nasal cannula. The green light on the unit’s control panel blinks each time abreath is detected.
Additionally, when the unit is operating and simultaneously being charged throughthe AC or DC power supply, the FreeStyle 5 unit’s battery gauge/indicator(s)display the charge level of the battery (25% to 100% state of charge) and remain
on for approximately 2 ½ hours after reaching a full charge.
An audible alarm sounds if FreeStyle 5 has a low battery, if the cannula isdisconnected, or if performance of the unit is outside specifications. The light andaudible alarm conditions are explained in detail below and summarized on thechart later in this section of the manual.
In the event of an alarm or you observe FreeStyle 5 is notworking properly; consult the Troubleshooting section in thismanual. If you cannot resolve the problem, consult yourEquipment Provider.

If you feel discomfort or are experiencing a medical
emergency, seek medical assistance immediately.

••Start-UpA brief alarm sounds at start-up. FreeStyle 5 begins to operate when thealarm stops.
Low Battery
As the battery power approaches a low level, a brief alarm sounds
intermittently, and the yellow 25% Battery gauge / indicator (Figure 12) lightalso illuminates intermittently. When this occurs, connect FreeStyle 5 to a
DC power outlet or to an AC power outlet, or change to another source ofoxygen within two minutes. When FreeStyle 5 is connected to DC power
outlet or AC power outlet, the unit operates while recharging FreeStyle 5’sbattery simultaneously. The level of battery charge is indicated by thebattery gauge/indicator(s).

MN167-1 rev. D

EN-28

FreeStyle 5™
•

•

•

EN

Cannula disconnected
When FreeStyle 5 is operating but does not sense breathing, a constantalarm sounds, and the yellow alarm light illuminates after 15 minutes. If thisoccurs, check the connection from the cannula to the FreeStyle 5 unit, makesure that the nasal cannula is positioned properly on your face, and ensurethat you are breathing through your nose. (Your physician may recommend
the use of a chin strap if needed.) If the alarm continues to sound, change
to another source of oxygen as available, and contact your Equipment
Provider.
FreeStyle’s capacity is exceeded
If your breathing rate causes the capacity of FreeStyle 5 to be exceeded, arapid alarm sounds every ½ second, and the alarm light illuminates yellow
intermittently. When this occurs, the breathing rate of the FreeStyle 5 isoutside of the unit specifications. You should reduce any physical activity,
reset alarm by turning unit off and back on, and then if necessary change
to another source of oxygen as available, and contact your Equipment
Provider.
General malfunction
If FreeStyle 5 has a general malfunction, a rapid alarm sounds every ½
second, and the alarm light illuminates red continuously. When this occurs,
the concentration of oxygen that FreeStyle 5 is supplying is below unit
specifications. You should change to another source of oxygen as
available, and contact your Equipment Provider.
This unit is not to be used for life support. Geriatric, pediatric,or any other patients unable to communicate discomfort while
using this unit may require additional monitoring. Patients withhearing and/or sight impairment(s) may need assistance with
monitoring alarms.

MN167-1 rev. D

EN-29

FreeStyle 5™

EN

How to Respond to FreeStyle 5’s Alarm/Light Indicators
StatusAudible
Alarm

Light

Indicates

ActionIndicator

Brief,
continuous atstart–up(Green) pulse;
continuous light

FreeStyle 5 has
been turned on

You may begin tooperate your
FreeStyle 5 unit.

Indicator

No(Green) pulse;intermittent light

FreeStyle 5 isdelivering oxygen
as a pulse flow.

Continue using
FreeStyle 5 normally.

Indicator

No

Level indicator

Battery charge
level.

Charge as indicated.

Alarm

Continuous:
Beep(Yellow) alarm;
continuous light

No breath detectedby the unit for apredetermined
time period.

Check the cannula
connection. Ensurethat you are breathing
through your nose. If
the alarm persists,
contact yourEquipment provider.

Alarm

Intermittent:
Beep

25% (Yellow)
alarm BATT;
battery
indicator
intermittent light

Battery voltage is
too low to operate
FreeStyle 5.

Connect the
FreeStyle 5 unit into a
DC outlet or an AC
outlet immediately.

Alarm

Intermittent:
Beep, beep

25% (Yellow)
BATT; battery
indicator
intermittent light

Battery shutdown
due to low voltage.

Connect the
FreeStyle 5 unit into a
DC outlet or an AC
outlet immediately.

MN167-1 rev. D

EN-30

FreeStyle 5™

EN

Alarm

Rapid
intermittent:
Beep, beep,
beep…

(Yellow) alarm;intermittent light

Breathing rate isexceeding thecapacity of the
FreeStyle 5 unit.

Reduce activity, thenif necessary use
another source ofoxygen as available.
Contact yourEquipment Provider.

Alarm

Rapid
intermittent:
Beep, beep,
beep…

(Red) alarm;
continuous light

Generalmalfunction of the
FreeStyle 5 unit
has occurred.

Turn off the unit.
Change to anothersource of oxygen,and contact yourEquipment Provider.

Dual display:
Alarm condition (yellow)
General malfunction (red)Figure 16: Alarms Indicator

MN167-1 rev. D

EN-31

FreeStyle 5™

EN

Cleaning, Care, and Proper MaintenanceCabinetTurn off the FreeStyle 5 unit, and disconnect the power cord fromFreeStyle 5 before you clean the cabinet.

Do not use liquid directly on the FreeStyle 5 unit to clean it. A listof undesirable chemical agents includes but is not limited to, thefollowing, according to the plastics manufacturer: alcohol andalcohol-based products, concentrated chlorine-based products(ethylene chloride), and oil-based products (Pine-Sol, Lestoil).
These are NOT to be used to clean the plastic housing on
FreeStyle 5, as they can damage the unit’s plastic.

Replace the disposable cannula as recommended by the
manufacturer or your equipment provider. Additional supplies areavailable from your Equipment Provider.

Keep the FreeStyle 5 unit clean and free from moisture and dust.
Clean the plastic housing periodically by wiping with a lint-free clothor with a mild household cleaner applied with a damp cloth orsponge. Pay special attention to the oxygen outlet for the cannula
connection to make sure it remains free of dust, water, andparticles.
To prevent a voided AirSep warranty, follow all manufacturers’
instructions.

MN167-1 rev. D

EN-32

FreeStyle 5™

EN

FilterAir Intake Filter
At least one time each week, remove the cover on the lower front of the unit, andwash the air intake filter, which is positioned on the inside of the cover. (refer tofilter section of this manual) Your Equipment Provider may advise you to clean it
more often, depending upon your operating conditions. Follow these steps toproperly clean the air intake filter:
1.

Remove the filter from the air intake filter cover, and wash it in a warm
solution of soap and water.

2.

Rinse the filter thoroughly, and remove excess water with a soft,adsorbent towel. Ensure that the filter is dry before replacing it.

3.

Replace the dry filter.
Do not operate FreeStyle 5 without the air intake filter in place. If a
second filter is provided, insert the “replacement” filter before you
clean the dirty filter.

AirSep does not recommend the sterilization of this equipment.

Carrying Bag
To clean the carrying bag and strap, brush only with warm soapy water (do notsaturate the bag), then allow to air dry. Do not machine wash or dry the bag.

FreeStyle 5 Accessories
In addition to the nasal cannula, AirSep recommends that you do not use
accessories with FreeStyle 5 other than those listed below as supplied by AirSep
through your Equipment Provider. Use of accessories not listed below could
adversely affect the performance and/or safety of the FreeStyle 5 Portable Oxygen
Concentrator.

MN167-1 rev. D

EN-33

FreeStyle 5™

EN

Part Number / Description
PW021-1 AC Power Supply (PW021 cord length 4 ft-6 in / 1.4m) w/ CD023-1
Power Cord 120VAC (8 ft / 2.4m)
PW021-2 AC Power Supply w/ CD017-2 Euro Power Cord (8 ft-2 in / 2.5m)
PW021-3 AC Power Supply w/ CD025-1 Australian Power Cord 250 VAC (6 ft6 in / 2.6m)
PW021-4 AC Power Supply w/ CD017-4 UK Power Cord (8 ft-2 in / 2.5m)
PW024-1 DC Power Supply including power cord adapter(cord length car adapter side 3 ft-5 in / 1m; cord length power supply side 3 ft-1
in / .9m)
BT017-1 AirBelt with power supply (BT017 extended cord length 4 ft / 1.2m) w/
CD023-1 Power Cord 120VAC(8 ft / 2.4m)
BT017-2 AirBelt with power supply w/ CD017-2 Euro Power Cord (8 ft-2 in /2.5m)
BT017-3 AirBelt with power supply w/ CD025-1 Australian Power Cord 250
VAC (6 ft-6 in / 2.6m)
BT017-4 AirBelt with power supply w/ CD017-4 UK Power Cord (8 ft-2 in /2.5m)
MI194-1 Air Intake Filter
MI 371-1 Carrying Bag
MI284-1 Shoulder Harness option enables converting the supplied FreeStyle 5
carrying bag to a backpack
MI240-2 AirBelt Extender
MI372-1 Carry-All Accessory Bag
MI378-1 Carrying cart
Use of cables and adapters other than those specified, withthe exception of cables and adapters sold by the
manufacturer of the medical electrical equipment as
replacement parts for internal components, may result inincreased emissions of decreased immunity of the FreeStyle
5.

MN167-1 rev. D

EN-34

FreeStyle 5™

EN

Materials in direct or indirect contact with the patient
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Concentrator casing ...............................Valtra/ABS/Polystyrene
Concentrator Control Panel .....................Polyester EBG7 or equivalentControl Panel Door .................................Polycarbonate
Concentrator Handle ..............................Polycarbonate
Gas Outlet, Nozzle .................................Polycarbonate
Air intake filter .........................................Foam, Polyester
Unit Label ...............................................Lexan
Unit feet ..................................................Polyurethane
Cord connectors .....................................Polycarbonate/Vinyl chloride
Power Cord(s ..........................................PVC, Metal
Power Supply ..........................................Lexan 940(Polycarbonite)
Concentrator carrying case .....................100% Polyester microfiber
w/ PVC backing
Battery carrying case, Belt and Strap ......100% Polyester microfiber
w/ PVC backing
Carry cart ................................................Polypropylene plastic, steel &aluminum
Packaging ...............................................Double reinforced corrugatedcardboard

Reserve Oxygen Supply
Your Equipment Provider may recommend another source of supplemental
oxygen therapy in case there is a mechanical failure or a power outage.

Troubleshooting
The FreeStyle 5 product is designed for years of trouble-free use.
If your FreeStyle 5 Portable Oxygen Concentrator fails to operate properly, referto the chart on the following pages for possible causes and solutions and, if
needed, consult your Equipment Provider.

Do not attempt any maintenance other than the possible
solutions listed within this manual.

MN167-1 rev. D

EN-35

FreeStyle 5™

EN

Problem

Probable Cause

Solution

FreeStyle 5 does notoperate when a pulse
flow selection button ispressed.

Battery is discharged.

Power the unit throughthe DC outlet, or an AC
outlet.

Malfunction.

Contact your Equipment
Provider, and change toanother source of oxygen
as necessary.
A continuous alarmsounds and the (yellow)
alarm light illuminatesintermittently.

FreeStyle 5 has notdetected a breath for
15 minutes.

Check the cannula
connection.
Ensure that cannula
tubing is not kinked.
Make sure that thecannula is positioned
properly and that you arebreathing through yournose. For mouthbreathing your clinician
may recommend a chinstrap.

Intermittent alarm
condition, and the(yellow) light illuminatesintermittently.

Battery requires
charging.

Connect to a DC or an
AC outlet within 2
minutes, or connect tothe optional AirBelt.

Intermittent alarm
condition, and the(yellow) light illuminatesintermittently and
FreeStyle 5 shuts down.

Battery voltage is too
low to operate the
FreeStyle 5 unit.

Connect to DC or an AC
outlet immediately.

Intermittent alarm
condition, and the(yellow) alarm lightilluminates intermittently.

Breathing rate has
exceeded thecapacity of the
FreeStyle 5 unit.

Reduce activity, and thenturn unit off and back onagain to reset unit. If
necessary, change toanother source of oxygen
as available and contact
your Equipment Provider.

MN167-1 rev. D

EN-36

FreeStyle 5™

EN

Problem

Probable Cause

Solution

Rapid intermittent alarm
condition, and the (red)alarm light illuminates
continuously.

A general malfunction
has occurred.

Change to anothersource of oxygen as
available, and contact
your Equipment Provider.

Unit does not start on
battery power.

Unit may be hot orcold if left outdoors
such as in an
automobile.

Allow the unit to reachnormal operating
temperature, which may
take several minutes if
exposed to temperature
extremes. Temporarily
connect your AC or DC
power supply to the unit’s
power inlet and powersource, as needed, toreset the unit’s internal
battery.

Delay in recharging
internal battery.

Internal battery
exceeds charging
temperature.

Unit may be operated;
however, charging may
not resume until battery
temperature is reduced.
(See Battery Charger
notes.)

Unit alarms while inautomobile andconnected to the
DC outlet.

No power to the unit ifbattery depleted andDC outlet not
charging.

Disconnect the DC power
supply from theautomobile outlet, restart
the automobile, and thenreconnect the DC power
supply into theautomobile DC outlet toreset the breaker within
DC power supply.

All other problems.

MN167-1 rev. D

Change to anothersource of oxygen as
available, and contact
your Equipment Provider.

EN-37

FreeStyle 5™

EN

FreeStyle 5 Specifications
Oxygen Concentration:*

1-5 pulse settings; equivalent to a continuous
flow of 90% oxygen +5.5 / -3%

Pulse Dose:

Setting 1: 8.75ml ± 15%
Setting 2: 17.5ml ± 10%
Setting 3: 26.5ml ± 10%
Setting 4: 35.0ml ± 10%
Setting 5: 43.75ml ± 10%

Dimensions:10.7 in. high x 6.6 in. wide x 4.4 in. deep (27.2
cm high x 16.8 cm wide x 11.2 cm deep)

Weight:6.2 lb (2.8 kg); 1.8 lb (.8 kg) optional AirBelt

Power:AC Power Supply: Input: 100-240VAC, 5060Hz, 2A | Output: 15V
DC Power Supply: Input: 12-24VDC, 15A max |Output: 15VDC, 8A max

Battery duration(Rechargeable lithium
Battery)

5 LPM – 1 hour; 4 LPM – 1 hour, 15 minutes; 3
LPM – 1 hour, 30 minutes; 2 LPM – 2 hours; 1
LPM – 3 hours
Optional AirBelt when combined with theinternal battery:
5 LPM – 2 hours, 30 minutes; 4 LPM – 3 hours;
3 LPM – 3 hours, 30 minutes;
2 LPM – 4 hours, 30 minutes; 1 LPM – 7 hours

Battery recharge time:

3 hours, 15 minutes; optional AirBelt: 3 hours

Initial startup time

2 minutes

Battery cycle life:

Approximately 300 cycles, then 80% capacity or
below.

MN167-1 rev. D

EN-38

FreeStyle 5™

EN

Audible alarms and pulse
visual indicators:

Start-up– audible and visual(GREEN indicator light);
Pulse flow
– visual (GREEN indicatorlight);
Battery condition– battery level (GREEN
indicator lights);
Battery Low– audible and visual(YELLOW alarm light);
Battery shutdown– audible and visual(YELLOW alarm light);
Cannula disconnect – audible and visual(YELLOW alarm light);
System overdraw– audible and visual(YELLOW alarm light);
General malfunction – audible and visual (REDalarm light).

**Temperature range:

Operational temperature:
41°F to 104°F (5°C to 40°C)(Up to 95% RH (non-condensing)
Storage temperature:-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)**Max Operational Altitude:

up to 12,000 ft (3,657.6 m) (483mmHg) Higher
altitudes may affect performance* Based on an atmospheric pressure of 14.7 psi (101 kPa) at 70°F (21°C)**Operating outside of these specifications can limit the concentrators ability to meet Oxygen
Concentration specifications at higher liter flow rates.

MN167-1 rev. D

EN-39

FreeStyle 5™

EN“Specifications continued”
Medical equipment needs special precautions regarding EMC and need to beinstalled and put into service
according to the EMC information provided in this section.
Guidance and manufacturer’s declaration ± electromagnetic immunity
The FreeStyle 5 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The
customer or the user of the FreeStyle 5 should assure that it is used in such an environment.
IMMUNITY test

IEC 60601
test level

Compliance level

Electrostatic
discharge (ESD)± 6 kV contact± 6 kV contact

IEC 61000-4-2± 8 kV air± 8 kV air

Electrical fasttransient/burst± 2 kV for power
supply lines± 2 kV for power
supply lines

IEC 61000-4-4± 1 kV for
input/output lines

Not ApplicableSurge± 1 kV line to line

± 1 kV line to line

IEC 61000-4-5± 2 kV line toearth± 2 kV line toearth

Voltage dips,
shortinterruptions andvoltage variations
on power.

<5 % UT(>95 % dip in UT)
for 0,5 cycle<5 % UT(>95 % dip in UT)
for 0,5 cycle

40 % UT(60 % dip in UT)
for 5 cycles

40 % UT(60 % dip in UT)
for 5 cycles

70 % UT(30 % dip in UT)
for 25 cycles

70 % UT(30 % dip in UT)
for 25 cycles<5 % UT(>95 % dip in UT )for 5s

<5 % UT(>95 % dip in UT)
for 5 s

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-11

Power frequency
magnetic field
IEC 61000-4-8

Electromagnetic environment ±guidance
Floors should be wood, concrete or
ceramic tile. If floors are covered
with synthetic material, the relative
humidity should be at least 30 %.
Mains power quality should be thatof a typical commercial or hospitalenvironment.

Mains power quality should be thatof a typical commercial or hospitalenvironment.
Mains power quality should be thatof a typical commercial or hospitalenvironment. If the user of the
FreeStyle 5 requires continued
operation during power mains
interruptions, it is recommended
that the FreeStyle 5 be poweredfrom an uninterruptible power
supply (UPS) or a battery.

Power frequency magnetic fields
should be at levels characteristic ofa typical location in a typicalcommercial or hospital environment.

NOTE UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

MN167-1 rev. D

EN-40

FreeStyle 5™

EN

Guidance and manufacturer’s declaration ± electromagnetic immunity
The FreeStyle 5 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The
customer or the user of the FreeStyle 5 should assure that it is used in such an electromagnetic
environment.
IMMUNITY
test

IEC 60601
TEST LEVEL

Compliancelevel

Conducted RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms150 kHz to
80 MHz3 VrmsRadiated RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz to
2.5 GHz

3 V/mElectromagnetic environment ± guidancePortable and mobile RF communications
equipment should be used no closer to any
part of the FreeStyle 5 including cables, than
the recommended separation distancecalculated from the equation applicable to thefrequency of the transmitter.
Recommended separation distance
D= 1.2 x √P

D= 1.2 x √P from 80MHz to 800MHz
D= 2.3 x √P from 800MHz to 2.5GHz
where P is the maximum output power ratingof the transmitter in watts (W) according to thetransmitter manufacturer and d is therecommended separation distance in metres(m).
Field strengths from fixed RF transmitters, as
determined by an electromagnetic site
surveya should be less than the compliancelevel in each frequency range. b
Interference may occur in the vicinity ofequipment marked with the following symbol:

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations . Electromagnetic propagation is affectedby absorption and reflection from structures, objects and people.
a. Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless)telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV
broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic
environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered.
If the measured field strength in the location in which the FreeStyle 5 is used exceeds theapplicable RF compliance level above, the FreeStyle 5 should be observed to verify normal
operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as
re-orienting or relocating the FreeStyle 5.
b. Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.

MN167-1 rev. D

EN-41

FreeStyle 5™

EN

Recommended separation distances between portable and mobile RFcommunications equipment and the FreeStyle 5
The FreeStyle 5 is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF
disturbances are controlled. The customer or the user of the FreeStyle 5 can help prevent
electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RFcommunications equipment (transmitters) and the FreeStyle 5 as recommended below, according
to the maximum output power of the communications equipment.
Separation distance according to frequency of transmitter
(m)

Rated
maximum
output powerof transmitter
W

from 150kHz to 80MHz
d= 1.2 x √Pfrom 80MHz to
800MHzd= 1.2 x √Pfrom 800MHz to
2.5GHzd= 2.3 x √P

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation
distance d in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of thetransmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in Watts (W) according
to the transmitter manufacturer.
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affectedby absorption and reflection from structures, objects and people.

Guidance and manufacturer’s declaration - electromagnetic emissions
The FreeStyle 5 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The
customer or the user of the FreeStyle 5 should assure that it is used in such an environment.
Emissions test

Compliance

RF emissions
CISPR 11

Group 1

RF emissions
Class BCISPR 11
Harmonic emissions
Class AElectromagnetic Environment guidance
The FreeStyle 5 uses RF energy only for its internalfunction. Therefore, its RF emissions are very low andare not likely to cause any interference in nearby
electronic equipment.
The Freestyle 5 is suitable for use in all
establishments, including domestic establishments
and those directly connected to the public low-voltage
power supply network that supplies buildings used fordomestic purposes.

IEC 61000-3-2
Voltage fluctuations/
flicker emissions

Complies

IEC 61000-3-3

MN167-1 rev. D

EN-42

FreeStyle 5™

EN

Classification
Type of protection against electric shock:Class II Protection from electric shock is achieved by double
insulation.
Degree of protection against electric shock:Type BF Equipment providing a particular degree of protection againstelectric shock regarding1) allowable leakage current;
2) reliability of protective earth connection (if present).
3) Not intended for direct cardiac application.
Independent testing for Medical Electrical Equipment Standard:
Tested to be in compliance with,IEC 60601-1 Medical Electrical Equipment – Part 1: General
Requirements for Safety
Tested to be in compliance with applicable requirements of
the Standard,
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1-08 M90 Medical Electrical
Equipment – Part 1: General Requirements for Safety
Protection against potential electromagnetic or other interference between theequipment and other devices.
Tested to be in compliance with:
EN 60601-1-2 Medical Electrical Equipment, Part 1: General
Requirements for Safety-Collateral Standard: Electrical
Compatibility - Requirements and Tests
RTCA-DO160 Airborne Equipment, Sec. 21, Emission ofRadio Frequency Energy
CISPR 11 / EN 55011 Class B Group 1, “Industrial, Scientific,
and Medical (ISM) Equipment”
FCC Part 15, Subpart B – Class B Unintentional Radiators
Method of cleaning and infection control allowed:
Please refer to “Cleaning, Care, and Proper Maintenance”
section of this FreeStyle 5 Patient Manual.
Degree of safety of application in the presence of flammable anesthetic gases:
Equipment not suited for such application.
Mode of operation:
Continuous duty.

MN167-1 rev. D

EN-43

FreeStyle 5™

EN

For European representative:
Medical Product Services GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany
E-mail: info@mps-gmbh.eu

MN167-1 rev. D

EN-44

FreeStyle 5™

IT

NON UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA SENZA AVEREPRIMA LETTO E COMPRESO IL PRESENTE MANUALE. PEREVITARE POSSIBILI LESIONI O DANNI, SE NON SI È IN
GRADO DI COMPRENDERE LE AVVERTENZE E LEISTRUZIONI, CONTATTARE IL DISTRIBUTORE PRIMADI PROCEDERE ALL'UTILIZZO.
Il fumo durante l'utilizzo dell'ossigeno è la prima causa delle
ustioni e può avere conseguenze letali. Rispettare leseguenti avvertenze di sicurezza:
Non ammettere la presenza di sigarette accese, candele ofiamme libere nella stessa stanza in cui è collocato il dispositivoo a meno di 1,52 metri di distanza da qualsiasi altro accessorio
per l'erogazione dell'ossigeno.
Non fumare mentre si indossa una cannula per l'ossigeno perevitare il rischio di ustioni al viso e possibili conseguenze letali.
La cannula rimossa e appoggiata su lenzuola e coperte, sofà oaltri materiali di imbottitura, in presenza di una sigaretta, fonte dicalore o fiamma, può provocare un incendio.
Questi 3 accorgimenti possono salvare la vita di chi fuma:
spegnere il concentratore di ossigeno, togliere la cannula
e abbandonare la stanza nella quale è collocato il dispositivo.

Esporre in evidenza i segnali "Vietato fumare–Utilizzo diossigeno in corso" in casa o nell'ambiente in cui viene usato il
concentratore di ossigeno. I pazienti e coloro che li assistono
devono essere informati dei pericoli del fumo in presenza, o in
caso di utilizzo, di ossigeno medico.

FreeStyle 5™

IT

INDICE
Concentratore portatile di ossigeno
AirSep® FreeStyle™5
Concentratore portatile di ossigeno AirSep FreeStyle™5
Simboli
Perché il medico ha prescritto l'ossigeno?
In cosa consiste il concentratore portatile
di ossigeno FreeStyle 5?
Profilo dell'operatore
FreeStyle 5 e i viaggi in aereo–Approvazione FAA
Norme di sicurezza importanti
Norme di sicurezza principali per la cintura opzionale AirBelt
Operazioni preliminari con il concentratore portatile
di ossigeno FreeStyle 5
Ricarica della batteria
Cannula nasale
Componenti dell'unità FreeStyle 5
Istruzioni per l'uso
Fonti di alimentazione
Filtri
Impostazione del selettore di flusso
Allarmi/Spie
Cosa fare in risposta all'attivazione degli allarmi
e delle spie di FreeStyle 5
Pulizia, cura e manutenzione
Contenitore
FiltroBorsa per il trasporto
Accessori FreeStyle 5Materiali a contatto diretto o indiretto con il paziente
Fonte di ossigeno di riserva
Risoluzione dei problemi
Caratteristiche tecniche del dispositivo FreeStyle 5Classificazione

IT1
IT1-2
IT3
IT3-4
IT4
IT4
IT5-11IT12
IT13-17IT17-20
IT20-21IT21-22
IT23-24
IT24-25
IT25-26
IT27-28IT28-29
IT30-31IT32-33
IT32
IT33
IT33
IT33-34
IT35
IT35
IT35-38
IT39-43
IT44FreeStyle 5™

IT

Concentratore portatile di ossigeno AirSep FreeStyle™5
Il presente Manuale del paziente consente di acquisire dimestichezza con ilconcentratore portatile di ossigeno (POC) FreeStyle™ 5 prodotto da AirSep.
Assicurarsi di avere letto e compreso tutte le informazioni in esso contenute prima
di utilizzare l'unità FreeStyle 5. In caso di domande, rivolgersi al distributoredell'apparecchiatura.

Simboli
Sulle apparecchiature e/o nei manuali si usano spesso dei simboli al posto delleparole per diminuire la possibilità di incomprensioni causate dalle differenze
linguistiche. I simboli consentono inoltre di definire meglio i concetti utilizzando uno
spazio ridotto.
La seguente tabella riporta l'elenco dei simboli e delle relative definizioni utilizzati
per il concentratore portatile di ossigeno FreeStyle 5.
Simbolo

Descrizione

Simbolo

Descrizione

Avvertenza–
Descrive un pericolo
o una pratica nonsicura che, se non
evitati, possono
provocare gravi
lesioni fisiche, il
decesso o danni
patrimoniali

Apparecchiatura diClasse II, con doppio
isolamento

Attenzione–
Descrive un pericolo
o una pratica nonsicura che, se non
evitati, possono
provocare lesioni
fisiche di minore
entità o dannimateriali

Conforme alla Direttiva
93/42/CEE redatta
dall'organizzazione
approvata n. 0459

Nota–Fornisce
informazioni
sufficientemente
importanti da
meritare di essere
messe in risaltoo ripetute

Ente per la sicurezza
per CAN/CSA C22.2
N. 60601-1-08 M90
per le apparecchiature
elettromedicali

MN167-1 rev. D

IT-1

FreeStyle 5™

Conforme alla categoria M,
sezione 21 di RTCA/DO160

IT

Consultare la
documentazione
allegata

Conservare l'unità e gli
accessori all'asciutto

Non utilizzare oli
o lubrificanti

Per le apparecchiature
elettriche ed
elettronicheè necessario
predisporre uno
smaltimento adeguato

Non fumare

Non smontare

Apparecchiatura ditipo BF

Consultare le istruzioni
per l'uso

Questo lato verso
l'altoFragile– Maneggiare
con cura

Non esporrea fiamme libere

POC approvato dalla
FAA

Conforme alla
categoria M,
sezione 21 di RTCA
DO160. Requisito
SFAR 106 della
FAA

Vedere le istruzioni

Metodo per lo smaltimento dei rifiuti: tutti i rifiuti provenienti dal concentratore
di ossigeno FreeStyle 5 di AirSep devono essere smaltiti secondo le normativein vigore.
Metodo di smaltimento dell'apparecchiatura: per tutelare l'ambiente,
il concentratore deve essere smaltito secondo le normative in vigore.

MN167-1 rev. D

IT-2

FreeStyle 5™

IT

Perché il medico ha prescritto l'ossigeno?
Molte persone soffrono di diverse patologie cardiache, polmonari e respiratorie.
Per molti di questi pazienti, l'ossigenoterapia integrativa somministrata in casa, inviaggio o nel corso dello svolgimento di normali attività fuori casa può avere effetti
positivi.
L'ossigeno è un gas presente fino al 21% nell'aria ambientale che respiriamo. Per
un corretto funzionamento, il nostro organismo richiede un apporto costante diossigeno. In base alle particolari condizioni del paziente, il medico prescrive
un'impostazione del flusso idonea al suo trattamento.
Sebbene l'ossigeno non sia un farmaco che dà dipendenza, l'ossigenoterapia nonautorizzata può essere pericolosa. Pertanto, prima di usare questo concentratore
di ossigeno, è indispensabile consultare un medico. Il distributoredell'apparecchiatura per l'ossigeno spiegherà al paziente come utilizzare il
concentratore portatile di ossigeno FreeStyle 5.

In cosa consiste il concentratore portatile diossigeno FreeStyle 5?
I concentratori di ossigeno sono stati introdotti a metà degli anni '70 e sono
diventati le fonti di ossigeno supplementare più convenienti e affidabili fra quelle
attualmente disponibili. Rappresentano le alternative più economiche, efficaci
e sicure rispetto all'uso di bombole di ossigeno ad alta pressione o di ossigeno
liquido. Forniscono tutto l'ossigeno necessario senza bisogno di bombole
o bombolette.
L'aria respirata contiene circa il 21% di ossigeno, il 78% di azoto e l'1% di altri gas.
Nell'unità FreeStyle 5, l'aria ambientale passa attraverso un materiale assorbente
autorigenerante denominato "setaccio molecolare", che assolve la funzione
diseparare l'ossigeno dall'azoto. In questo modo viene messo a disposizione delpaziente un flusso di ossigeno a elevata concentrazione.
FreeStyle 5 combina la tecnologia avanzata di concentrazione di ossigeno conquella di conservazione dell'ossigeno in un concentratore portatile di ossigeno
leggero, ad alta capacità, con un peso di soli 2,8 kg. L'unità produce in maniera
efficace il proprio ossigeno e lo eroga sotto forma di pulsazione all'inizio
dell'inalazione. Si evitano così gli sprechi associati ai dispositivi con flusso continuo
di ossigeno che effettuano l'erogazione anche durante l'esalazioneQuesta
pulsazione dell'ossigeno è equivalente al flusso continuo. FreeStyle 5 produce unflusso di ossigeno equivalente a 5 l/min (litri al minuto) al massimo in un contenitorecosì leggero da poter essere facilmente trasportato e utilizzato fuori casa.
FreeStyle 5 può essere collegato a quattro fonti di alimentazione diverse(consultare la sezione Fonti di alimentazione del presente manuale).
MN167-1 rev. D

IT-3

FreeStyle 5™

IT

Profilo dell'operatore
I concentratori AirSep assolvono la funzione di erogare una quantità di ossigeno
supplementare ai pazienti sofferenti per il disagio provocato da affezioni a carico
dei polmoni tali da pregiudicare il trasferimento dell'ossigeno presente nell'aria nel
flusso sanguigno. I concentratori portatili di ossigeno offrono la praticità di unsistema POC senza contenitore di riserva (serbatoio O2) rendendo l'utente
relativamente autosufficiente in termini di utilizzo domestico, deambulazione(dentro e fuori casa), mobilità e stile di vita in generale. Il concentratore di ossigeno
deve essere prescritto da un medico e non deve essere utilizzato come supporto
vitale.
Nonostante l'ossigenoterapia possa essere prescritta a pazienti di tutte le età,il paziente tipo ha superato i 65 anni e soffre di broncopneumopatia cronica
ostruttiva (BPCO). Generalmente i pazienti hanno buone capacità cognitivee devono essere in grado di comunicare il proprio disagio. Se l'utente non è ingrado di comunicare il proprio disagio o di leggere e comprendere le etichette e leistruzioni per l'uso del concentratore, l'utilizzo del concentratore è consigliato
esclusivamente sotto la supervisione di qualcuno che lo possa fare in sua vece.
Per qualsiasi disagio avvertito durante l'uso del concentratore, si consiglia ai
pazienti di rivolgersi al proprio medico. È consigliabile inoltre che i pazienti abbianoa disposizione una scorta di ossigeno (ad esempio, una bomboletta di ossigeno)
in caso di mancanza di corrente o guasto del concentratore. L'utilizzo delconcentratore non richiede altre capacità o abilità particolari.

FreeStyle 5 e i viaggi in aereo–Approvazione FAA
Il dispositivo FreeStyle 5 è stato approvato dall'amministrazione federaledell'aviazione (FAA) degli Stati Uniti che ne consente l'utilizzo in volo sulle lineecommerciali sulla base di un emendamento del 2012 alle norme SFAR 106.
Inoltre, dal 13 maggio 2009, una nuova nuova disposizione del Department ofTransportation (DOT)/FAA degli USA ha stabilito che i mezzi con basestatunitense, così come i voli internazionali provenienti da o diretti negli Stati Uniti,
devono consentire ai passeggeri l'utilizzo dei concentratori portatili di ossigeno con
approvazione FAA a bordo e in volo come supporti necessari per la salvaguardia
della loro salute. Verificare direttamente presso le singole compagnie aeree con lequali si intende viaggiare per ricevere informazioni aggiornate sulle loro specifichedisposizioni rispetto ai dispositivi POC.

MN167-1 rev. D

IT-4

FreeStyle 5™

IT----[Leggere la sezione Norme di sicurezza importanti prima
di utilizzare l'apparecchiatura.]----

Norme di sicurezza importanti
Esaminare attentamente e prendere dimestichezza con le seguenti principali
norme di sicurezza che riguardano il concentratore portatile di ossigeno FreeStyle
5.
Questo dispositivo fornisce ossigeno a elevata
concentrazione e ciò facilita il rapido sviluppo di incendi. Nonconsentire di fumare o usare fiamme libere nella stessa
stanza in cui è presente (1) questo dispositivo o (2) unqualsiasi altro accessorio per l'erogazione dell'ossigeno. La
mancata osservanza di questa avvertenza può provocare
gravi incendi, danni materiali e/o causare lesioni fisiche oletali.

Se si evidenziano disturbi o in caso di emergenza medica,
rivolgersi immediatamente a un medico.

Non riscaldare oltre i 60 °C.

Questa unità non deve essere utilizzata come supporto vitale.
I pazienti geriatrici, pediatrici o di altro tipo incapaci dicomunicare i propri disturbi durante l'uso di questa unità
potrebbero avere bisogno di un monitoraggio aggiuntivo.
I pazienti con problemi di udito e/o vista potrebbero
necessitare di aiuto per monitorare gli allarmi.
Non utilizzare prodotti a base di olio, grasso o petrolio o altri
prodotti infiammabili con gli accessori per l'erogazionedell'ossigeno o l'unità FreeStyle 5. Usare esclusivamentelozioni o pomate a base acquosa, compatibili con l'ossigeno.
L'ossigeno accelera la combustione delle sostanze
infiammabili.

MN167-1 rev. D

IT-5

FreeStyle 5™

IT

L'uso improprio della batteria FreeStyle 5 può causare il
surriscaldamento e l'incendio della batteria con conseguenti
lesioni gravi. Non perforare, colpire, calpestare o lasciar
cadere la batteria ed evitare di sottoporla a forti impatti o urti.

Se si utilizza il FreeStyle 5 all'esterno con l'alimentatore c.a.,collegare quest'ultimo solamente a una presa con interruttore
differenziale.

Rischio di folgorazione elettrica. Per evitare rischi difolgorazione, staccare il cavo di alimentazione dalla presa
elettrica prima di pulire l'unità. L'apertura e la manutenzionedell'unità sono riservate esclusivamente al distributoredell'apparecchiatura o a un tecnico dell'assistenza qualificato.
Evitare accuratamente di bagnare FreeStyle 5 o di farvi
entrare dell'acqua. Diversamente il contatto con l'acqua
potrebbe causare un funzionamento anomalo o lo
spegnimento dell'unità.
L'utilizzo di cavi e adattatori diversi da quelli specificati,a eccezione dei cavi e degli adattatori venduti dal produttoredell'apparecchiatura elettromedicale come ricambi dei
componenti interni, può provocare maggiori emissioni con
un livello di immunità minore per FreeStyle 5.

Non sono ammesse modifiche a questo dispositivo.

Non collocare FreeStyle 5 in prossimità di o sopra altre
apparecchiature durante l'utilizzo. Qualora fosse necessario
usarlo in prossimità di o sopra altre apparecchiature,osservare il dispositivo per accertarne il normale
funzionamento.

MN167-1 rev. D

IT-6

FreeStyle 5™

IT

La legge federale (USA) limita la vendita o il noleggio di questo
dispositivo da parte o su indicazione di un medico qualificato.

In caso di allarme o se si osserva un funzionamento anomalo di
FreeStyle 5, consultare la sezione Risoluzione dei problemi nel
presente manuale. Se non si riesce a risolvere il problema,contattare il distributore dell'apparecchiatura.

Il concentratore portatile di ossigeno FreeStyle 5 può essere
usato durante il sonno solo su indicazione di un medicoqualificato.

L'utilizzo dell'unità FreeStyle 5 al di fuori del normale intervallo
di temperatura può influire sulle prestazioni e ridurre la duratadella batteria e/o incrementarne il tempo di carica (consultare lasezione Caratteristiche tecniche del dispositivo FreeStyle 5 nel
presente manuale).

Durante l'uso, impedire l'ostruzione del filtro di aspirazione odelle prese d'uscita dell'aria. Diversamente l'unità FreeStyle 5
si può surriscaldare o funzionare in maniera anomala.

Non utilizzare questa unità in uno spazio ristretto o ridotto(ad esempio, in una custodia o una borsa di dimensioni ridotte)
dove la ventilazione può risultare limitata. Diversamente l'unità
FreeStyle 5 si può surriscaldare o funzionare in maniera
anomala.
Quando si utilizza FreeStyle 5 in automobile, su
un'imbarcazione o in un altro veicolo con l'alimentatore c.c.,verificare che il veicolo sia avviato e in funzione prima dicollegare l'unità. Se la spia dell'alimentatore c.c. non si illumina
e richiede il reset, scollegare l'alimentatore c.c. dalla presa,
riavviare il veicolo e ricollegare l'alimentatore c.c. alla relativa
presa. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare
un'interruzione nell'alimentazione di FreeStyle 5.

MN167-1 rev. D

IT-7

FreeStyle 5™

IT

Quando si spegne l'automobile in cui si sta utilizzando l'unità
FreeStyle 5, scollegare e rimuovere l'unità dal veicolo. Non
lasciare mai l'unità FreeStyle 5 in un veicolo molto caldo o in
altri ambienti simili a temperature troppo elevate o troppobasse. Il funzionamento o la conservazione dell'unità in un
luogo che non rispetta le specifiche relative alla temperatura
possono pregiudicare le prestazioni di FreeStyle 5 (consultare
la sezione Caratteristiche tecniche del dispositivo FreeStyle 5
nel presente manuale).
Se l'unità FreeStyle 5 è stata conservata per un periodo
prolungato di tempo al di fuori del normale intervallo ditemperatura, prima di accendere l'unità occorre lasciarla
tornare alla temperatura normale di funzionamento (consultare
la sezione Caratteristiche tecniche del dispositivo FreeStyle 5
nel presente manuale).

È molto importante selezionare solo il livello di ossigeno
prescritto. Modificare la selezione del flusso pulsante solo sotto
controllo del medico.

Sostituire la cannula monouso secondo le indicazioni delproduttore o del distributore dell'apparecchiatura. Il distributoredell'apparecchiatura è in grado di fornire ulteriori pezzi diricambio.

Non collocare il concentratore in una posizione che puòrendere difficoltoso l'accesso al cavo di alimentazione.

Collocare il concentratore in modo tale da evitare il contatto
con sostanze inquinanti o fumi.

Il tubo della cannula non deve essere piegato e può essere
utilizzato per una lunghezza massima di 7,6 m.

MN167-1 rev. D

IT-8

FreeStyle 5™

IT

Verificare che la cannula sia completamente inserita e fissata
correttamente. Solo così l'unità FreeStyle 5 può individuare
correttamente il momento dell'ispirazione per l'erogazionedell'ossigeno.
La conservazione del dispositivo FreeStyle 5 per periodi
prolungati a temperature elevate o con la batteria
completamente carica o scarica può ridurre la vita utile dellabatteria.
In base alla temperatura della batteria di FreeStyle 5 possono
trascorrere diversi minuti prima dell'avvio del ciclo di carica dopo
avere collegato l'alimentazione. Si tratta di una situazione
normale e voluta per consentire la carica in completa sicurezza.

Non è necessario che la batteria di FreeStyle 5 si scarichi
completamente prima di ricaricarla. Èconsigliabile ricaricare labatteria di FreeStyle 5 dopo ogni utilizzo.

Il processo di ricarica può iniziare dopo diversi minuti dalcollegamento all'alimentazione. Questo intervallo dipende dallatemperatura di esercizio interna della batteria. Si tratta di una
situazione normale e voluta per consentire la carica dellabatteria in completa sicurezza. Questa condizione si può
verificare con maggiori probabilità dopo che la batteria si ècompletamente scaricata.

Quando collegata all'alimentazione c.a. o c.c., la batteria si
ricarica fino a raggiungere il livello di carica massima, sia chel'unità sia accesa oppure spenta.

Se la batteria interna si scarica completamente e l'unità
FreeStyle 5 si spegne, non è possibile effettuare la riaccensione
con l'AirBelt. In questo caso collegare FreeStyle 5
all'alimentatore c.a. o c.c. per un breve intervallo per erogare
una quantità di potenza sufficiente alla batteria per riavviare
l'unità. L'AirBelt si potrà quindi collegare per offrire un tempo diricarica supplementare.

MN167-1 rev. D

IT-9

FreeStyle 5™

IT

Se l'alimentatore di FreeStyle 5 rimane collegato quando
la batteria è completamente carica, i quattro LED si spengono
entro 2 ½ ore.

Inizialmente, prima di utilizzare l'unità per la prima volta abatteria, potrebbe essere necessario collegare l'alimentatore
c.a. o c.c. di FreeStyle 5 all'unità. Il distributoredell'apparecchiatura potrebbe aver già effettuato questo
passaggio per conto del cliente.

Come filtro di aspirazione dell'aria per questa unità utilizzare
esclusivamente il filtro con codice prodotto AirSep FI194-I.

Non usare FreeStyle 5 senza il filtro di aspirazione dell'aria
installato. Se è disponibile un secondo filtro, inserire il filtro"di ricambio" prima di pulire quello sporco.

AirSep non consiglia la sterilizzazione di questo dispositivo.

Non cercare di eseguire interventi di manutenzione diversi dalle
eventuali soluzioni elencate in questo manuale.

Gli apparecchi di comunicazione in radiofrequenza portatili emobili possono influenzare il funzionamentodell'apparecchiatura elettromedicale.

La batteria ricaricabile agli ioni di litio utilizzata nell'unità
FreeStyle 5 non deve essere completamente scarica per poter
essere ricaricata. Èconsigliabile ricaricare la batteria aprescindere dal livello di capacità della batteria dopo ogni utilizzo.
La batteria si ricarica sia quando l'unità è spenta sia quando
è collegata all'alimentatore c.a. o c.c.
MN167-1 rev. D

IT-10

FreeStyle 5™

IT

Le batterie al litio potrebbero rimanere definitivamente fuori uso
se esposte a temperature estremamente elevate quando
completamente cariche o scariche. In previsione di un periodo
di conservazione prolungato è consigliabile caricare le batteriedal 25 al 50% e mantenerle a una temperatura di 23 °C ± 2 °C.
Esporre in evidenza i segnali "Vietato fumare–Utilizzo diossigeno in corso" in casa o nell'ambiente in cui viene usato il
concentratore di ossigeno. I pazienti e coloro che li assistono
devono essere informati dei pericoli del fumo in presenza, o in
caso di utilizzo, di ossigeno medico.

MN167-1 rev. D

IT-11

FreeStyle 5™

IT

Norme di sicurezza principali per la cintura opzionale AirBelt
L'uso improprio dell'AirBelt può causare il surriscaldamento
e l'incendio della batteria con conseguenti lesioni gravi.
Non perforare, colpire, calpestare o lasciar cadere la batteria
ed evitare di sottoporla a forti impatti o urti.

Riposizionare il cappuccio di sicurezza sul cavo dialimentazione dell'AirBelt quando il dispositivo non è in uso.

Non tentare di caricare il dispositivo opzionale AirBelt con
l'alimentatore di FreeStyle 5 per evitare di danneggiarel'AirBelt.
Utilizzare esclusivamente l'alimentatore dell'AirBelt
appositamente fornito per la carica.
In base alla temperatura dell'AirBelt possono trascorrere diversi
minuti prima dell'avvio del ciclo di carica dopo avere collegato
l'alimentazione. Si tratta di una situazione normale e voluta perconsentire la carica in completa sicurezza,Non è necessario che l'AirBelt sia completamente scarico primadi ricaricarlo. Èconsigliabile ricaricare l'AirBelt dopo ogni utilizzo.

Le batterie al litio potrebbero rimanere definitivamente fuori
uso se esposte a temperature estremamente elevate quando
completamente cariche o scariche. In previsione di un periodo
di conservazione prolungato è consigliabile caricare le batteriedal 25 al 50% e mantenerle a una temperatura di 23 °C ± 2 °C.

MN167-1 rev. D

IT-12

FreeStyle 5™

IT[Leggere la sezione Norme di sicurezza principali prima
di utilizzare l'apparecchiatura.]

Operazioni preliminari con il concentratore portatile diossigeno FreeStyle 5
La confezione di FreeStyle 5 contiene gli articoli descritti e illustrati nelle figure 1-3. Nelcaso di eventuali articoli mancanti contattare il distributore dell'apparecchiatura.
••••

Concentratore portatile di ossigeno FreeStyle 5 con custodia per iltrasporto
Manuale del paziente (non illustrato)
Alimentatore c.a. (100-240 volt, 50/60 Hz) con cavo di alimentazione
Alimentatore c.c. per veicoli

Figura 1: Unità FreeStyle 5

MN167-1 rev. D

IT-13

FreeStyle 5™

IT

Figura 2: Alimentatore c.a. FreeStyle 5 con cavo di alimentazione

Figura 3: Alimentatore c.c. FreeStyle 5

Su richiesta è disponibile anche un dispositivo AirBelt per incrementare la duratadella batteria. La confezione contiene i seguenti articoli illustrati nella Figura 4:••

Cintura batteria AirBelt
Alimentatore c.a. (100-240 volt, 50/60 Hz) con cavo di alimentazione
L'uso improprio dell'AirBelt FreeStyle 5 può causare il
surriscaldamento e l'incendio della batteria con conseguenti
lesioni gravi. Non perforare, colpire, calpestare o lasciar
cadere la batteria ed evitare di sottoporla a forti impatti o urti.

MN167-1 rev. D

IT-14

FreeStyle 5™

ITLeggere tutte le avvertenze, indicazioni e note dell'AirBelt prima diprocedere con l'utilizzo dell'apparecchiatura.
Vedere "Norme di sicurezza principali per la cintura opzionale AirBelt"a pagina 9.
Tra gli altri accessori opzionali è compresa un'imbragatura per trasformare
facilmente la borsa per il trasporto di FreeStyle 5 in uno zaino (codice prodotto
MI284-1), come illustrato nella Figura 5. Se si desidera, FreeStyle 5 si può
indossare anche alla vita, facendo passare l'AirBelt o un'altra cintura attraverso
i passanti della borsa per il trasporto di FreeStyle 5 (vedere Figura 6). La borsa
per gli accessori disponibile su richiesta (codice prodotto MI286-1) consente dispostarsi con ancora maggiore praticità, trasportando con sé tutti gli accessori dialimentazione, l'AirBelt opzionale e/o l'imbragatura da utilizzare a destinazione.

Figura 4: AirBelt e alimentatore c.a. con cavo di alimentazione

MN167-1 rev. D

IT-15

FreeStyle 5™

IT

Figura 5: Unità FreeStyle 5 indossata come zaino

Figura 6: Unità FreeStyle 5 indossata in vita

Riposizionare il cappuccio di sicurezza sul cavo dialimentazione dell'AirBelt quando il dispositivo non è in uso.

MN167-1 rev. D

IT-16

FreeStyle 5™

IT

Prima di utilizzare FreeStyle 5 per la prima volta, acquisire familiarità con
i componenti principali. Questi sono indicati nelle figure delle pagine seguenti e leloro caratteristiche saranno esaminate in seguito nel presente manuale.

Ricarica della batteria
Prima di uscire con FreeStyle 5 per la prima volta o dopo un uso prolungato,verificare che la batteria dell'unità sia completamente carica. Per verificare il livellodi carica della batteria interna, premere il pulsante BATT sulla tastiera di FreeStyle
5. I LED degli indicatori o delle spie della batteria sopra il pulsante BATT si
accenderanno per indicare il livello di carica della batteria interna (25-100%). Nota:la batteria interna si carica tutte le volte che l'unità funziona con alimentazione c.a.
o c.c. Per caricare la batteria interna di FreeStyle 5, è sufficiente collegare
l'alimentatore c.a. o c.c. alla presa di ingresso dell'unità (come illustrato nella
Figura 7). Accertarsi di allineare correttamente il cavo di alimentazione con questa
presa. Per farlo, fare riferimento alla spina a "D" presente sia sul connettore delcavo di alimentazione sia sulla presa di FreeStyle 5. Essi devono essere
adeguatamente allineati e, nell'estrarre il cavo di alimentazione, il pulsante dirilascio va premuto per poterlo estrarre dall'unità FreeStyle 5. Si evita così ildanneggiamento dell'unità o degli accessori di alimentazione.

Premere per
estrarre il cavo dialimentazione.
Presa di ingressodell'unità
FreeStyle 5

Figura 7: Ricarica della batteria interna

MN167-1 rev. D

IT-17

FreeStyle 5™

IT

Dispositivo opzionale AirBelt
A scelta è anche possibile utilizzare un dispositivo AirBelt per prolungare l'utilizzo
di FreeStyle 5.
Il dispositivo opzionale AirBelt (Figura 9) può alimentare l'unità FreeStyle 5 per unmassimo di 7 ore.
Prima di utilizzare l'AirBelt, verificare che disponga di sufficiente carica. Per una
ricarica completa sono necessarie circa 3 ore.
L'AirBelt è dotato di un indicatore o una spia del livello di carica della batteria(25-100%). Per verificare il livello di carica, premere il pulsante sulla tastieradell'AirBelt. Gli indicatori o le spie della batteria si accenderanno per indicare il
livello di carica della batteria (25-100%).

Figura 8: Ricarica della batteria dell'AirBelt

Ricarica del dispositivo opzionale AirBelt
Per caricarela batteria dell'AirBelt per un uso prolungato, procedere come segue:1) Rimuovere il cappuccio di sicurezza dall'estremità del cavo AirBelt (vedere
Figura 4).
2) Collegare l'alimentatore c.a./c.c. (compreso nel kit dell'accessorio AirBelt)
all'estremità del cavo di alimentazione del dispositivo AirBelt, come
illustrato nella Figura 9.
3) Collegare l'alimentatore dell'AirBelt a una presa elettrica c.a. per la ricarica.

MN167-1 rev. D

IT-18

FreeStyle 5™

IT

AirBelt

Collegamento del cavo AirBelt
al cavo di alimentazione

Alimentatore c.a./c.c. PW009-2

Alimentatore
c.a./c.c. AirBelt

Figura 9: Impostazione della ricarica della batteria AirBelt

•
•
•
•

Se completamente scarico, il dispositivo FreeStyle 5 AirBelt si ricaricherà perintero in circa 3 ore.
Durante la ricarica di una batteria completamente scarica, il LED continuerà alampeggiare fino al raggiungimento della capacità del 25%. A questo punto il
LED non lampeggerà più e resterà acceso.
Ognuno dei quattro LED, 25%-100%, lampeggerà come indicato inprecedenza e smetterà di lampeggiare restando acceso al raggiungimentodella rispettiva capacità di carica.
Quando tutti i LED sono accesi senza lampeggiare significa che la batteria
è completamente carica. I quattro LED rimarranno accesi per qualche tempo
per poi spegnersi.
Le batterie al litio potrebbero rimanere definitivamente fuori
uso se esposte a temperature estremamente elevate quando
completamente cariche o scariche. In previsione di un periodo
di conservazione prolungato è consigliabile caricare le batteriedal 25 al 50% e mantenerle a una temperatura di 23 °C ± 2 °C.
In base alla temperatura dell'AirBelt possono trascorrere diversi
minuti prima dell'avvio del ciclo di carica dopo avere collegato
l'alimentazione. Si tratta di una situazione normale e voluta perconsentire la carica in completa sicurezza.

MN167-1 rev. D

IT-19

FreeStyle 5™

IT

Non è necessario che l'AirBelt sia completamente scarico primadi ricaricarlo. Èconsigliabile ricaricarlo dopo ogni utilizzo.

----[Leggere la sezione Norme di sicurezza importanti prima
di utilizzare l'apparecchiatura.]----

Cannula nasale
La cannula nasale e il relativo tubo sono utilizzati per trasportare l'ossigeno
dall'unità FreeStyle 5 all'utente. Il tubo è collegato all'uscita di ossigeno dell'unità(vedere Figura 10).

Figura 10: Collegamento della cannula al raccordo per l'ossigeno di FreeStyle 5

AirSep consiglia una cannula nasale con un tubo di 2,1 metri, codice prodotto
AirSep CU002-1. Possono essere utilizzati tubi di diversa lunghezza fino a un
massimo di 7,6 m, compresa la cannula nasale.
Sostituire periodicamente la cannula monouso dopo un impiego
normale. Il distributore dell'apparecchiatura è in grado di fornire
ulteriori pezzi di ricambio.

Il tubo della cannula non deve essere piegato e può essere
utilizzato per una lunghezza massima di 7,6 m.

MN167-1 rev. D

IT-20

FreeStyle 5™

IT

Attenersi sempre alle istruzioni del produttore della cannula per
un uso corretto. Consultare il proprio medico per stabilire i tempi
di sostituzione della cannula.

Verificare che la cannula sia completamente inserita e fissata
correttamente. Solo così l'unità FreeStyle 5 può individuare
correttamente il momento dell'ispirazione per l'erogazionedell'ossigeno.

Componenti dell'unità FreeStyle 5

Impugnatura
Raccordo perl'ossigeno
Presa d'uscita
dell'aria

Presa d'uscita
dell'aria
Presa d'ingresso
per il collegamentodell'alimentazione
Coperchio aspirazione
aria/filtro

Figura 11: Vista esterna dell'unità FreeStyle 5 – Lato anteriore

MN167-1 rev. D

IT-21

FreeStyle 5™

IT

Coperchio
antipolvere
Indicatore diallarmeIndicatori flusso
pulsante
Indicatori/spiedella batteria

Pulsanti diselezione
del flusso

Pulsante
batteria (interna)

Figura 12: Primo piano del display della tastiera/allarmi

Etichetta/Istruzioni
per il paziente

Figura 13: Vista esterna dell'unità FreeStyle 5 – Lato posteriore

Una volta acquisita dimestichezza con i componenti di FreeStyle 5, attenersi alleistruzioni delle pagine seguenti per utilizzare l'unità FreeStyle 5.

MN167-1 rev. D

IT-22

FreeStyle 5™

IT[Leggere la sezione Norme di sicurezza principali prima
di utilizzare l'apparecchiatura.]

Istruzioni per l'uso
1.

Collocare e mettere in posizione FreeStyle 5 in modo che le presed'aspirazione e le prese d'uscita per l'aria non siano ostruite.

2.

Alimentare l'unità tramite (a) la batteria interna, (b) l'AirBelt, (c) una presadi corrente c.c. (ad esempio, un'automobile o un'imbarcazione a motore)o (d) una presa di corrente c.a. (ad esempio, una normale presa elettrica
domestica) (consultarela sezione Fonti di alimentazione del presente
Manuale del paziente).
Non utilizzare prodotti a base di olio, grasso o petrolio o altri
prodotti infiammabili con gli accessori per l'erogazionedell'ossigeno o l'unità FreeStyle 5. Usare esclusivamentelozioni o pomate a base acquosa, compatibili con l'ossigeno.
L'ossigeno accelera la combustione delle sostanze
infiammabili.

Non riscaldare oltre i 60 °C.

Inizialmente potrebbe essere necessario collegare
l'alimentatore c.a. o c.c. di FreeStyle 5 all'unità FreeStyle 5
prima di utilizzare l'unità per la prima volta a batteria. Il
distributore dell'apparecchiatura potrebbe aver già effettuato
questo passaggio per conto del cliente.
1.
2.
3.

4.

5.

Collegare la cannula in dotazione al raccordo dell'ossigeno.
Sollevare il coperchio antipolvere dell'unità.
Accendere l'unità FreeStyle 5 premendo il pulsante 1, 2, 3, 4 o 5 sulla
tastiera dell'unità in base al flusso di litri prescritto dal medico. Il LED
verde sopra il pulsante selezionato si accende. Ogni volta che si accende
l'unità FreeStyle 5, viene emesso un breve segnale acustico. Ciò indica
che FreeStyle 5 è acceso e pronto all'uso.
Per modificare l'impostazione del flusso pulsante, premere il relativo
pulsante. Una differenza nel suono emesso durante la modifica delle
impostazioni è normale.
Per spegnere FreeStyle 5, premere il pulsante corrispondente alla spiadell'impostazione del flusso pulsante illuminata.

MN167-1 rev. D

IT-23

FreeStyle 5™

IT

Quando FreeStyle 5 percepisce un'inalazione, eroga ossigeno al paziente
attraverso la cannula.
Il tempo necessario a raggiungere la concentrazione d'ossigeno minima dopo
l'accensione dell'unità FreeStyle 5 è circa due minuti.

[Leggere la sezione Norme di sicurezza principali prima
di utilizzare l'apparecchiatura.]

Fonti di alimentazione
FreeStyle 5 può essere alimentato in quattro modi diversi: con la batteria interna,
un alimentatore c.a., un alimentatore c.c. o una batteria AirBelt opzionale abbinata
alla batteria interna dell'unità.
1.

2.

3.

Batteria interna: all'interno di ogni unità FreeStyle 5 è prevista una
batteria ricaricabile. Quando è completamente carica, la batteria fornisce
alimentazione all'unità FreeStyle 5 per un massimo di 3 ore. Quando labatteria è in esaurimento, viene emesso un segnale acustico. Le
caratteristiche dell'allarme vengono descritte nella sezione Allarmi/Spiedel presente manuale.
Ricarica della batteria: per caricare la batteria interna, collegare
FreeStyle 5 all'alimentatore c.a. e a una presa c.a da 100-240 V, 50/60
Hz oppure a una presa di alimentazione c.c. di un veicolo (imbarcazione,
caravan, ecc.). La batteria scarica richiede circa 3 ore e 15 minuti per una
ricarica completa. Si consiglia di ricaricare la batteria il più spesso
possibile, anche se solo parzialmente scarica.
Alimentatore c.a.: un alimentatore c.a. consente di collegare FreeStyle
5 a una presa di corrente da 100-240 volt, 50/60 Hz. L'alimentatore
converte la c.a. da 100-240 volt in tensione c.c. per l'unità FreeStyle 5.
Quando FreeStyle 5 funziona con l'alimentatore c.a., la corrente
proveniente dalla presa di quest'ultimo alimenta l'unità e ricarica
contemporaneamente la batteria di FreeStyle 5.
Alimentatore c.c.: è possibile impiegare un alimentatore c.c. percollegare l'unità FreeStyle 5 alla presa c.c. da 12 V di un veicolo(imbarcazione, caravan, ecc.). Quando FreeStyle 5 è collegato alla presac.c. di un veicolo, la corrente proveniente dalla batteria di quest'ultimo
alimenta l'unità FreeStyle 5 e ne ricarica contemporaneamente labatteria.

MN167-1 rev. D

IT-24

FreeStyle 5™

4.

IT

AirBelt opzionale (cintura con batteria esterna): FreeStyle 5 puòanche essere alimentato da una cintura con batteria esterna. La cinturapuò essere indossata in vita e, se utilizzata in combinazione con labatteria interna completamente carica, alimenta FreeStyle 5 per unmassimo di sette ore. La cintura con batteria si collega alla presa diingresso dell'unità FreeStyle 5 e può essere ricaricata collegandola al
relativo alimentatore c.a. della batteria della cintura.
Se si utilizza l'AirBelt con una batteria interna completamente carica, labatteria interna di FreeStyle 5 tende a scaricarsi prima dell'AirBelt.
L'AirBelt deve essere collegata all'unità FreeStyle 5 prima che la batteriainterna dell'unità si scarichi. Controllare e collegare l'AirBelt all'unità
FreeStyle 5 prima che la batteria interna si scarichi fino al 25% o meno.
Se la batteria interna si scarica completamente e l'unità
FreeStyle 5 si spegne, non è possibile effettuare lariaccensione con l'AirBelt. In questo caso collegare FreeStyle
5 all'alimentatore c.a. o c.c. per un breve intervallo pererogare una quantità di potenza sufficiente alla batteria per
riavviare l'unità. L'AirBelt si potrà quindi collegare per offrire
un tempo di ricarica supplementare.

FiltriL'aria entra in FreeStyle 5 attraverso il filtro di aspirazione dell'aria situato sul
pannello frontale inferiore del concentratore di ossigeno, sotto il coperchiodell'unità (vedere le Figure 14 e 15). Grazie a questo filtro si evita che la polvere
e altre grosse particelle presenti nell'aria entrino nell'unità.Prima di utilizzare
FreeStyle, assicurarsi che questo filtro sia pulito e posizionato correttamente(vedere la sezione Pulizia, cura e manutenzione/Filtro/Filtro di aspirazione delpresente manuale).

MN167-1 rev. D

IT-25

FreeStyle 5™

IT

Figura 14: Rimozione del coperchio aspirazione aria/filtro

Figura 15: Rimozione del filtro dal coperchio filtro

Non utilizzare FreeStyle 5 senza il filtro di aspirazione dell'aria
installato. Se è disponibile un secondo filtro, inserire il filtro"di ricambio" prima di pulire quello sporco.

Come filtro di aspirazione dell'aria per questa unità utilizzare
esclusivamente il filtro con codice prodotto AirSep FI194-I.

MN167-1 rev. D

IT-26

FreeStyle 5™

IT

Impostazione del selettore di flusso
L'unità FreeStyle 5 prevede cinque impostazioni del flusso pulsante: 1, 2, 3, 4 e 5,
con flussi di ossigeno pari a 1-5 l/min. Sollevare il coperchio antipolvere sulla
tastiera dell'unità e premere il pulsante 1, 2, 3, 4 o 5 corrispondente al flusso
pulsante di ossigeno prescritto dal medico (vedere le Figure 16 e 17).

Figura 16: Sollevamento del coperchio antipolvere sul display della tastiera

Figura 17: Pressione del pulsante di selezione del flusso

MN167-1 rev. D

IT-27

FreeStyle 5™

ITÈ molto importante selezionare solo il livello di ossigeno
prescritto. Modificare la selezione del flusso pulsante solo
sotto controllo del medico.

Allarmi/Spie
Quando l'unità FreeStyle 5 rileva un'inalazione, rilascia una pulsazione di ossigeno
attraverso la cannula nasale. La spia verde sul pannello di controllo dell'unitàlampeggia ogni volta che viene individuato un respiro.
Inoltre, quando l'unità è contemporaneamente in funzione e in carica tramite
l'alimentatore c.a. o c.c., gli indicatori e le spie della batteria dell'unità FreeStyle 5
indicano il livello di carica della batteria (dal 25% al 100%) e restano accesi percirca 2 ½ ore dopo avere terminato la ricarica completa.
Quando la batteria di FreeStyle 5 è in esaurimento, se la cannula è scollegata o sele prestazioni dell'unità non rientrano nelle specifiche, viene emesso un segnale
acustico. Le caratteristiche delle spie e degli allarmi sono esaminate di seguito e
descritte brevemente nella tabella presente più avanti in questa sezione delmanuale.
In caso di allarme o se si osserva il funzionamento noncorretto di FreeStyle 5, consultare la sezione Risoluzione dei
problemi nel presente manuale. Se non si riesce a risolvere il
problema, contattare il distributore dell'apparecchiatura.

Se si evidenziano disturbi o in caso di emergenza medica,
rivolgersi immediatamente a un medico.

•••

Accensione
All'accensione viene emesso un breve segnale acustico,al termine delquale FreeStyle 5 entra in funzione.
Batteria in esaurimento
Non appena la potenza della batteria raggiunge un livello basso, viene emesso
un breve segnale acustico in modo intermittente e la spia gialla corrispondente
al 25% (Figura 12) si illumina nello stesso modo. In questo caso collegare
FreeStyle 5 a una presa c.a. o c.c. oppure passare a un'altra fonte di ossigeno
entro due minuti. Quando FreeStyle 5 è collegato a una presa c.c. o c.a., l'unità
funziona e contemporaneamente ricarica la batteria. Il livello di carica dellabatteria è indicato dai relativi indicatori o dalle relative spie.
Scollegamento della cannula

MN167-1 rev. D

IT-28

FreeStyle 5™

•

•

IT

Quando FreeStyle 5 è in funzione ma non rileva alcun atto respiratorio, viene
emesso un segnale acustico costante e dopo 15 minuti si accende la spia
gialla. In questo caso controllare il collegamento dalla cannula all'unità
FreeStyle 5, verificare che la cannula nasale sia posizionata correttamente sul
viso e che la respirazione avvenga attraverso il naso (se necessario il medico
può prescrivere una fascetta per sostenere la cannula sul mento). Se l'allarmecontinua a suonare, passare a un'altra fonte di ossigeno disponibile
e contattare il distributore dell'apparecchiatura.
Superamento della capacità di FreeStyle
Se la frequenza respiratoria causa il superamento della capacità di
FreeStyle 5, ogni ½ secondo suona un allarme rapido e la spia gialla si
illumina in modo intermittente. In questo caso la frequenza respiratoria di
FreeStyle 5 non rientra più nelle specifiche dell'unità. Ridurre qualsiasi
attività fisica, spegnere e riaccendere l'unità per resettare l'allarme e, senecessario, passare a un'altra fonte di ossigeno e contattare il distributoredell'apparecchiatura.
Malfunzionamento generale
Se FreeStyle 5 presenta un malfunzionamento generale, ogni ½ secondo
viene emesso un rapido allarme e la spia rossa si accende in modo
continuo. In questo caso la concentrazione dell'ossigeno fornito da
FreeStyle 5 scende sotto le specifiche dell'unità. Passare a un'altra fonte diossigeno e contattare il distributore dell'apparecchiatura.

Questa unità non deve essere utilizzata come supporto
vitale. I pazienti geriatrici, pediatrici o di altro tipo
incapaci di comunicare i propri disturbi durante l'uso diquesta unità potrebbero avere bisogno di unmonitoraggio aggiuntivo. I pazienti con problemi di udito
e/o vista potrebbero necessitare di aiuto per monitorare
gli allarmi.

MN167-1 rev. D

IT-29

FreeStyle 5™

IT

Cosa fare in risposta all'attivazione degli allarmi e delle spiedi FreeStyle 5
Stato

AllarmeSpia

MotivoAzioneIndicatore

Breve,
continuo
all'avvio(Verde)pulsazione,
fissa

FreeStyle 5 è stato
acceso.

È possibile cominciarea utilizzare l'unità
FreeStyle 5.

Indicatore

No(Verde)pulsazione,
intermittente

FreeStyle 5 sta
erogando ossigeno
con un flusso
pulsante.

Continuare a utilizzare
FreeStyle 5
normalmente.

Indicatore

No

Indicatore di
livelloLivello di caricadella batteria

Caricare come indicato.

AllarmeContinuo:bip(Giallo)allarme, fissa

Nessun atto
respiratorio rilevato
dall'unità per ilperiodo di tempo
predeterminato

Controllare ilcollegamento dellacannula. Verificare che
si stia respirando
attraverso il naso.
Se l'allarme persiste,contattare il distributoredell'apparecchiatura.

AllarmeIntermittente:bip(Giallo) allarme
BATT 25%,
spia
intermittentedell'indicatoredella batteria

La tensione dellabatteria è troppobassa per utilizzare
FreeStyle 5.

Collegare
immediatamente
l'unità FreeStyle 5 a
una presa dialimentazione c.c. oc.a.

AllarmeIntermittente:bip, bip(Giallo) BATT
25%, spia
intermittentedell'indicatoredella batteria

Spegnimento dellabatteria per bassa
tensione

Collegare
immediatamente
l'unità FreeStyle 5 a
una presa dialimentazione c.c. oc.a.

MN167-1 rev. D

IT-30

FreeStyle 5™

IT

AllarmeIntermittente
rapido:bip, bip, bip...

(Giallo)allarme,intermittente

La frequenza
respiratoria sta
superando lacapacità dell'unità
FreeStyle 5.

Ridurre qualsiasi
attività e, senecessario, passare aun'altra fonte diossigeno disponibile.
Contattare il
distributoredell'apparecchiatura.

AllarmeIntermittente
rapido:bip, bip, bip...

(Rosso)allarme, fissa

Si è verificato un
malfunzionamento
generale dell'unità
FreeStyle 5.

Spegnere l'unità.
Passare a un'altra fonte
di ossigeno e
contattare il distributoredell'apparecchiatura.

Doppia indicazione:
Condizione di allarme(giallo)
Malfunzionamento
generale (rosso)

Figura 16: Allarmi

MN167-1 rev. D

IT-31

FreeStyle 5™

IT

Pulizia, cura e manutenzione
Contenitore
Spegnere l'unità FreeStyle 5 e scollegare il cavo dialimentazione da FreeStyle 5 prima di pulire il contenitore.

Per pulire FreeStyle 5, non applicare liquidi direttamente
sull'unità. Quello che segue è un elenco non esaustivo degli
agenti chimici non consigliati, indicati dal produttore del materiale
plastico: alcol e prodotti a base alcolica, prodotti concentrati abase di cloro (cloruro di etilene) e prodotti a base oleosa (PineSol, Lestoil). Essi NON devono essere utilizzati per pulire il telaio
di plastica di FreeStyle 5, in quanto potrebbero danneggiarlo.
Sostituire la cannula monouso secondo le indicazioni delproduttore o del distributore dell'apparecchiatura. Il distributoredell'apparecchiatura è in grado di fornire ulteriori pezzi diricambio.
L'unità FreeStyle 5 deve essere mantenuta pulita, asciutta e
priva di polvere. Pulire periodicamente il contenitore di plastica
strofinandolo con un panno privo di pelucchi o con un detergente
neutro per uso domestico applicato mediante un panno o una
spugna inumiditi. Prestare particolare attenzione al raccordodell'ossigeno per il collegamento alla cannula e assicurarsi che
resti libero da polvere, acqua e particelle.

Per evitare l'annullamento della garanzia AirSep, seguire leistruzioni del produttore.

MN167-1 rev. D

IT-32

FreeStyle 5™

IT

FiltroFiltro di aspirazione
Almeno una volta alla settimana rimuovere il coperchio nella parte antero-inferioredell'unità e lavare il filtro di aspirazione alloggiato all'interno (consultare la sezione
Filtri nel presente manuale). Il distributore dell'apparecchiatura può consigliare una
pulizia più frequente, secondo le condizioni di utilizzo dell'utente. Attenersi aquesta procedura per pulire correttamente il filtro di aspirazione:1.

Rimuovere il filtro sotto il relativo coperchio e lavarlo in una soluzione
calda di acqua e sapone.

2.

Sciacquare abbondantemente il filtro e rimuovere l'acqua in eccesso
con una salvietta morbida e assorbente. Assicurarsi che il filtro sia
asciutto prima di rimetterlo in sede.

3.

Rimettere in sede il filtro asciutto.
Non usare FreeStyle 5 senza il filtro di aspirazione dell'aria
installato. Se è disponibile un secondo filtro, inserire il filtro "diricambio" prima di pulire quello sporco.

AirSep non consiglia la sterilizzazione di questo dispositivo.

Borsa per il trasporto
Per pulire la borsa per il trasporto e la relativa cinghia, pulire solo con acquasaponata calda (senza saturare la borsa) e lasciarle quindi asciugare all'aria. Nonlavare o asciugare la borsa a macchina.

Accessori FreeStyle 5
Oltre alla cannula nasale, AirSep consiglia di utilizzare con FreeStyle 5
esclusivamente gli accessori elencati di seguito e forniti da AirSep tramite il
distributore dell'apparecchiatura. L'uso di accessori diversi da quelli elencati può
influire negativamente sulle prestazioni e/o sulla sicurezza del concentratore
portatile di ossigeno FreeStyle 5.

MN167-1 rev. D

IT-33

FreeStyle 5™

IT

Descrizione/Codice prodotto
Alimentatore c.a. PW021-1 (lunghezza del cavo PW021: 1,4 m) con cavo dialimentazione c.a da 120 V CD023-1 (2,4 m)
Alimentatore c.a. PW021-2 con cavo di alimentazione europeo CD017-2 (2,5 m)
Alimentatore c.a PW021-3 con cavo di alimentazione c.a. da 250 V australiano
CD025-1 (2,6 m)
Alimentatore c.a. PW021-4 con cavo di alimentazione britannico CD017-4 (2,5m)
Alimentatore c.c. PW024-1 con adattatore per cavo di alimentazione(lunghezza cavo lato adattatore auto: 1 m; lunghezza cavo
alimentatore: 0,9 m)

lato

AirBelt con alimentatore BT017-1 (lunghezza cavo estesa BT017: 1,2 m) con
cavo di alimentazione c.a. da 120 V CD023-1 (2,4 m)
AirBelt con alimentatore BT017-2 con cavo di alimentazione europeo CD017-2(2,5 m)AirBelt con alimentatore BT017-3 con cavo di alimentazione c.a. australianoda 250 V CD025-1 (2,6 m)
AirBelt con alimentatore BT017-4 con cavo di alimentazione britannico CD0174 (2,5 m)
Filtro di aspirazione MI194-1
Borsa per il trasporto MI371-1
L'imbragatura da spalla MI284-1 consente di trasformare la borsa per iltrasporto fornita con FreeStyle 5 in uno zaino
Prolunga AirBelt MI240-2
Borsa multiuso MI372-1
Carrello MI378-1
L'utilizzo di cavi e adattatori diversi da quelli specificati,a eccezione dei cavi e degli adattatori venduti dal produttoredell'apparecchiatura elettromedicale come ricambi dei
componenti interni, può provocare maggiori emissioni con
un livello di immunità minore per FreeStyle 5.

MN167-1 rev. D

IT-34

FreeStyle 5™

IT

Materiali a contatto diretto o indiretto con il paziente
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Involucro esterno del concentratore ........Valtra/ABS/Polistirolo
Pannello di controllo concentratore .........Poliestere EBG7 o equivalenteSportello pannello di controllo .................Policarbonato
Impugnatura del concentratore................Policarbonato
Uscita gas, ugello ....................................Policarbonato
Filtro di aspirazione .................................Schiuma, poliestere
Etichetta unità..........................................Lexan
Piedi unità................................................Poliuretano
Connettori cavo .......................................Policarbonato/Vinil-cloruro
Cavi di alimentazione ..............................PVC, metallo
Alimentatore ............................................Lexan 940 (policarbonite)
Custodia per concentratore .....................100% microfibra di poliestere
con rinforzo in PVC
Borsa per il trasporto batteria,
cintura e tracolla ......................................100% microfibra di poliestere
con rinforzo in PVC
Carrello di trasporto .................................Plastica di polipropilene,
acciaio e alluminio
Imballaggio ..............................................Cartoncino corrugato a doppio
rinforzo

Fonte di ossigeno di riserva
Il distributore dell'apparecchiatura potrà suggerire una fonte alternativa perl'ossigenoterapia integrativa in caso di guasto meccanico o mancanza di corrente.

Risoluzione dei problemi
Il prodotto FreeStyle 5 è concepito per essere utilizzato per molti anni senza
problemi.
Se il concentratore portatile di ossigeno FreeStyle 5 smette di funzionare
correttamente, fare riferimento alla tabella nelle pagine seguenti per le probabili
cause e le soluzioni e consultare il distributore dell'apparecchiatura.

Non cercare di eseguire interventi di manutenzione diversi dalle
eventuali soluzioni elencate nel presente manuale.

MN167-1 rev. D

IT-35

FreeStyle 5™

ProblemaIT

Causa probabile

Soluzione

FreeStyle 5 non funziona La batteria è scarica.
quando si preme unpulsante di selezione del Malfunzionamento
flusso pulsante.

Alimentare l'unità tramite
una presa c.a. o c.c.

Viene emesso unallarme continuo e laspia (gialla) si illumina inmodo intermittente.

Controllare ilcollegamento dellacannula.

FreeStyle 5 non ha
individuato alcun
atto respiratorio per
15 minuti.

Contattare il distributoredell'apparecchiaturae passare a un'altra fonte
di ossigeno secondo lenecessità.

Assicurarsi che il tubodella cannula non sia
piegato.
Verificare che la cannula
sia correttamente
posizionata e che si stia
respirando attraverso ilnaso. Per la respirazione
dalla bocca, il medico
potrebbe consigliare una
fascetta da applicare
sul mento.
Condizione di allarmeintermittente con la spia
(gialla) che si illumina inmodo intermittente.

La batteria deveessere messa in
carica.

Collegarla entro 2 minuti
a una presa c.a. o c.c.
o collegarla al dispositivo
opzionale AirBelt.

Condizione di allarmeintermittente, la luce
(gialla) si illumina inmodo intermittente e
FreeStyle 5 si spegne.

La tensione dellabatteria è troppobassa per utilizzare
l'unità FreeStyle 5.

Collegarla
immediatamente a una
presa di alimentazione
c.c. o c.a.

Condizione di allarmeintermittente con la spia
(gialla) che si illumina inmodo intermittente.

La frequenza
respiratoria hasuperato la capacità
dell'unità FreeStyle 5.

Ridurre l'attività, quindi
spegnere e riaccendere
l'unità per resettarla.
Se necessario, passare
a un'altra fonte diossigeno e contattare
il distributoredell'apparecchiatura.

MN167-1 rev. D

IT-36

FreeStyle 5™

IT

Problema

Causa probabile

Soluzione

Condizione di allarmeintermittente rapido conla spia (rossa) che si
illumina in modo
continuo.

Si è verificato un
malfunzionamento
generale.

Passare a un'altra fonte
di ossigeno e contattare il
distributoredell'apparecchiatura.

L'unità non si avvia con
l'alimentazione dellabatteria.

L'unità potrebbe
essere surriscaldatao fredda se è stata
lasciata all'aperto, ad
esempio in unveicolo.

Consentire all'unità diraggiungere la normale
temperatura difunzionamento.
Potrebbero esserenecessari diversi minuti
se l'unità è stata esposta
a temperature estreme.
Collegaretemporaneamentel'alimentatore c.a. o c.c.
alla presa di ingressodell'unità e alla fonte dialimentazione, secondo
necessità, per ripristinare
la batteria internadell'unità.

Ritardo nella ricaricadella batteria interna

La batteria interna
ha superato latemperatura di carica.

L'unità può essere
utilizzata, ma la ricarica
potrebbe non riprendere
fino alla diminuzione ditemperatura della batteria(vedere le note relative al
caricabatteria).

L'unità emette un
segnale acustico mentresi è a bordo di un veicolo
e collegati alla presa c.c.

Nessunaalimentazione all'unità
se la batteria èscarica e la presa c.c.
non carica.

Scollegare l'alimentatore
c.c. dalla presa di uscitadel veicolo, riavviare ilveicolo e ricollegare
l'alimentatore c.c. alla
presa c.c del veicolo per
ripristinare l'interruttore
nell'alimentatore c.c.

Altri problemi

MN167-1 rev. D

Passare a un'altra fonte
di ossigeno e contattare
il distributoredell'apparecchiatura.
IT-37

FreeStyle 5™

IT

Caratteristiche tecniche del dispositivo FreeStyle 5
Concentrazione diossigeno:*

Impostazioni flusso pulsante 1-5; equivalenti a unflusso continuo del 90% di ossigeno +5,5/-3%

Dosaggio pulsazione:

Impostazione 1: 8,75 ml ± 15%
Impostazione 2: 17,5 ml ± 10%
Impostazione 3: 26,5 ml ± 10%
Impostazione 4: 35,0 ml ± 10%
Impostazione 5: 43,75 ml ± 10%

Dimensioni:

27,2 cm (A) x 16,8 cm (L) x 11,2 cm (P)Peso:

2,8 kg; AirBelt opzionale: 0,8 kg

Alimentazione:

Alimentatore c.a.: Ingresso: 100-240 V c.a., 50-60
Hz, 2A | Uscita: 15 V
Alimentatore c.c.: Ingresso: 12-24 V c.c., 15 A max |Uscita: 15 V c.c., 8 A max

Durata della batteria(batteria ricaricabile
al litio)

5 l/min–1 ora; 4 l/min–1 ora, 15 minuti; 3 l/min–1 ora,
30 minuti; 2 l/min–2 ore; 1 l/min–3 ore
AirBelt opzionale se combinato con la batteriainterna:
5 l/min–2 ore, 30 minuti; 4 l/min–3 ore; 3 l/min–3 ore,
30 minuti;
2 l/min–4 ore, 30 minuti; 1 l/min–7 ore

Tempo di ricaricadella batteria:

3 ore, 15 minuti; AirBelt opzionale: 3 ore

Tempo di avvio
iniziale

2 minuti

Quantità di cicli dellabatteria:

Circa 300 cicli, quindi capacità dell'80% o inferiore

Segnali acustici
e visivi di pulsazione:

Accensione–acustico e visivo (spia VERDE)
Flusso pulsante–visivo (spia VERDE)
Condizione della batteria– livello della batteria(spie VERDI)
Batteria in esaurimento– acustico e visivo(spia GIALLA)
Spegnimento della batteria – acustico e visivo(spia GIALLA)
Scollegamento della cannula – acustico e visivo(spia GIALLA)
Superamento della capacità del sistema– acustico e visivo(spia GIALLA)
Malfunzionamento generale – acustico e visivo(spia ROSSA)

MN167-1 rev. D

IT-38

FreeStyle 5™

IT**Intervallo ditemperatura:

Temperatura di funzionamento:da 5 °C a 40 °C(umidità relativa non oltre il 95% senzacondensa)
Temperatura di stoccaggio:da -20 °C a 60 °C**Altitudine difunzionamento
massima:fino a 3.657,6 m (483 mmHg). Altitudini superiori
possono influire negativamente sulle prestazioni.

* Sulla base di una pressione atmosferica di 14,7 psi (101 kPa) a 21 °C**Il funzionamento al di fuori di queste specifiche può limitare la capacità del concentratore disoddisfare le specifiche di concentrazione dell'ossigeno a flussi superiori.

MN167-1 rev. D

IT-39

FreeStyle 5™

IT"Caratteristiche tecniche del dispositivo FreeStyle 5 (continuazione)"
Le apparecchiature mediche richiedono speciali precauzioni rispetto alla CEM
e vanno installate e messe in servizio
secondo le informazioni sulla CEM fornite in questa sezione.
Linee guida e dichiarazione del’produttore ± immunità elettromagnetica
FreeStyle 5 è destinato all'utilizzo in un ambiente elettromagnetico come quello descritto di seguito. Il cliente ol'utente di FreeStyle 5 devono assicurare l'uso in un ambiente del tipo descritto.

Test diIMMUNITÀ

Livello di prova
CEI 60601

Livello diconformità

Scarica elettrostatica±6 kV contatto±6 kV contatto

CEI 61000-4-2±8 kV aria

±8 kV aria

Transitori/raffiche di
impulsi elettrici veloci±2 kV per le linee dialimentazione±2 kV per le linee dialimentazione

CEI 61000-4-4±1 kV per le linee diingresso/uscita

Non applicabile

Sovratensione±1 kV da linea a linea±1 kV da linea alinea

CEI 61000-4-5±2 kV da linea a terra

Ambiente elettromagnetico ±linee guida
I pavimenti dovrebbero essere in legno,
cemento o ceramica. Per i pavimenti
rivestiti in materiale sintetico, l'umidità
relativa minima richiesta è pari al 30%.
La qualità dell'alimentazione dovrebbe
essere quella di un tipico ambientecommerciale oppure ospedaliero.

La qualità dell'alimentazione dovrebbe
essere quella di un tipico ambientecommerciale oppure ospedaliero.

±2 kV da linea aterra
Cali di tensione,
brevi interruzioni
e variazioni dellatensione sulle linee
di alimentazione
CEI 61000-4-11

Campi magnetici afrequenza di rete
CEI 61000-4-8<5% UT(calo >95% in UT)
per 0,5 ciclo<5% UT(calo >95% in UT)
per 0,5 ciclo

40% UT(calo del 60% in UT)
per 5 cicli

40% UT(calo del 60% in UT)
per 5 cicli

70% UT(calo del 30% in UT)
per 25 cicli

70% UT(calo del 30% in UT)
per 25 cicli<5% UT(calo >95% in UT)
per 5 s<5% UT(calo >95% in UT)
per 5 cicli

3 A/m

3 A/m

La qualità dell'alimentazione dovrebbe
essere quella di un tipico ambientecommerciale oppure ospedaliero. Se
l'utente di FreeStyle 5 richiede un utilizzo
continuo anche in condizioni diinterruzione dell'alimentazione, si
consiglia di alimentare FreeStyle 5
usando un gruppo di continuità (UPS) o
una batteria.

I campi magnetici a frequenza di rete
dovrebbero essere agli stessi livelli
caratteristici di un ambiente commerciale
oppure ospedaliero tipo.

NOTA: UT indica la tensione della presa c.a. precedente l'applicazione del livello di test.

MN167-1 rev. D

IT-40

FreeStyle 5™

IT

Linee guida e dichiarazione del produttore ± immunità elettromagnetica
FreeStyle 5 è destinato all'utilizzo in un ambiente elettromagnetico come quello descritto di seguito. Il cliente ol'utente di FreeStyle 5 devono assicurare l'utilizzo in un ambiente elettromagnetico del tipo descritto.

Test diIMMUNITÀLIVELLODI PROVA
CEI 60601

Livello diconformitàRadiofrequenza
condotta
CEI 61000-4-6

3 VrmsDa 150 kHz
a 80 MHz

3 VrmsRadiofrequenza
radiata
CEI 61000-4-3

3 V/m
Da 80 MHza 2,5 GHz

3 V/mAmbiente elettromagnetico ± linee guida
Gli apparecchi di comunicazione in radiofrequenza
portatili e mobili vanno utilizzati a una distanza
rispetto a qualsiasi componente di FreeStyle 5, cavicompresi, non inferiore alla distanza di separazione
calcolata sulla base dell'equazione applicabile alla
frequenza del trasmettitore.
Distanza di separazione consigliata
D = 1,2 x√P

D = 1,2 x√P da 80 MHz a 800 MHz
D = 2,3 x√P da 800 MHz a 2,5 GHz
laddovePè la potenza di uscita nominale massima deltrasmettitore espressa in watt (W) secondo i dati
forniti dal produttore del trasmettitore edè la distanza
di separazione consigliata in metri (m).
Le intensità di campo da trasmettitori in radiofrequenza
fissi, come determinati da un rilevamentoa
elettromagnetico in loco, devono risultare inferiori al livellodi conformità in ciascuna gamma delle frequenze. b
Possono verificarsi interferenze in prossimità diapparecchiature recanti il seguente simbolo:

NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz vale la gamma delle frequenze superiore.
NOTA 2: queste linee guida potrebbero non valere in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è
influenzata negativamente dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.
a. Le intensità di campo da trasmettitori fissi, come stazioni base per radiotelefoni (cellulari/senza fili) e radiomobili
terrestri, radio amatoriali, emittenti radiofoniche AM e FM ed emittenti televisive, non possono essere previste
con precisione su base teoretica. Per valutare l'ambiente elettromagnetico dovuto a trasmettitori inradiofrequenza fissi, si deve prendere in considerazione un rilevamento elettromagnetico in loco. Se l'intensità dicampo misurata nel luogo in cui viene utilizzato FreeStyle 5 supera il livello di conformità per le radiofrequenze
pertinente sopra indicato, è necessario verificare che FreeStyle 5 funzioni normalmente. Se si nota unfunzionamento anomalo, potrebbero essere necessarie ulteriori misure, come il riorientamento o la collocazione
in altro luogo di FreeStyle 5.
b. Sulla gamma delle frequenze da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.

MN167-1 rev. D

IT-41

FreeStyle 5™

IT

Distanze di separazione consigliate tra apparecchi per la comunicazione in radiofrequenza
portatili e mobili e FreeStyle 5
FreeStyle 5 è destinato all'utilizzo in ambienti elettromagnetici in cui i disturbi a radiofrequenza irradiati sono controllati. Il
cliente o l'utente di FreeStyle 5 può contribuire alla prevenzione delle interferenze elettromagnetiche mantenendo una
distanza minima tra gli apparecchi per la comunicazione in radiofrequenza (trasmettitori) portatili e mobili e FreeStyle 5 sullabase delle indicazioni fornite di seguito, secondo la potenza di uscita massima degli apparecchi per la comunicazione.

Potenza di
uscita nominalemassima deltrasmettitore
W

Distanza di separazione in funzione della frequenza del trasmettitore(m)
Da 150 kHz a 80 MHz
d = 1,2 x√P

Da 80 MHz a 800 MHz
d = 1,2 x√P

Da 800 MHz a 2,5 GHz
d = 2,3 x√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Per i trasmettitori la cui potenza di uscita nominale massima non è tra quelle sopra elencate, la distanza diseparazione consigliatadin metri (m) può essere determinata tramite l'equazione pertinente alla frequenza deltrasmettitore, dove P è la potenza di uscita nominale massima del trasmettitore espressa in watt (W) secondo i dati
forniti dal produttore del trasmettitore.
NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz vale la distanza di separazione per la gamma delle frequenze superiore.
NOTA 2: queste linee guida potrebbero non valere in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è
influenzata negativamente dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

Linee guida e dichiarazione del’produttore±immunità elettromagnetica
FreeStyle 5 è destinato all'utilizzo in un ambiente elettromagnetico come quello descritto di seguito. Il cliente ol'utente di FreeStyle 5 devono assicurare l'uso in un ambiente del tipo descritto.

Test sulle emissioni

Conformità

Emissioni diradiofrequenza
Gruppo 1

L'apparecchio FreeStyle 5 utilizza energia a radiofrequenzasolo per il suo funzionamento interno. Pertanto le sue emissioni
di radiofrequenza sono molto basse e tali da non causare
alcuna interferenza in apparecchiature elettroniche situate neipressi.

Classe B

L'apparecchio Freestyle 5 è indicato per l'uso in tutti i tipi diambienti, compresi ambienti abitativi e quelli collegati
direttamente alla rete di alimentazione pubblica a bassa
tensione che serve edifici adibiti a uso residenziale.

CISPR 11
Emissioni diradiofrequenza

Linee guide sull'utilizzo in ambiente
elettromagnetico

CISPR 11
Emissioni armonicheClasse A
CEI 61000-3-2
Variazioni ditensione/emissioni
di sfarfallio

Conforme

CEI 61000-3-3

MN167-1 rev. D

IT-42

FreeStyle 5™

ITClassificazione
Tipo diprotezionedalle scosse elettriche:
Classe II Protezionedalle scosse elettriche ottenuta con un doppio
isolamento.
Grado di protezione dalle scosse elettriche:
Tipo BF Apparecchiatura che fornisce un particolare grado diprotezione contro le scosse elettriche per quanto riguarda
1) correntedi dispersione ammissibile;2) affidabilità del collegamentodi protezione di terra(se presente)3) non utilizzare per applicazione cardiacadiretta
Collaudoindipendenteper apparecchiatura elettrica di tipo medicale standard:
Controllo di conformità a
CEI 60601-1 Apparecchi elettromedicali–Parte 1:Requisiti
generali di sicurezza
Controllo eseguito per quanto riguarda la conformità
ai requisiti della norma
CAN/CSA C22.2 N. 60601-1-08 M90 Apparecchi
elettromedicali–Parte 1: Requisiti generali di sicurezza
Protezionecontro i possibili campi elettromagnetici o altre interferenze tral'apparecchiatura e altri dispositivi:
Controllo di conformità a:
EN 60601-1-2 Apparecchi elettromedicali, Parte 1: Requisiti
generali per la sicurezza – Norma collaterale: Compatibilità
elettrica - Requisiti e controlli
RTCA-DO160 Apparecchiature con dispersione aerea,Sez. 21, Emissione di energia in radiofrequenza
CISPR 11/EN 55011 Classe B Gruppo 1, "Apparecchiatureindustriali, scientifiche e mediche (ISM)"FCC Parte 15, Sottoparte B–Radiatori non intenzionali
di Classe B
Metodo di pulizia e controllo delle infezioni consentiti:
consultare la sezione Pulizia, cura e manutenzione delpresente Manuale del paziente.
Grado di sicurezza del dispositivo in presenza di gas anestetici infiammabili:
Apparecchiaturanon adatta a questo tipo di applicazione
Modalitàoperativa:
Funzionamentocontinuo

MN167-1 rev. D

IT-43

FreeStyle 5™

IT

Per il rappresentante europeo:
Medical Product Services GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany
E-mail: info@mps-gmbh.eu

MN167-1 rev. D

IT-44

FreeStyle 5™

NL

BEDIEN DIT APPARAAT NIET ZONDER EERST DEZE
HANDLEIDING TE LEZEN EN TE BEGRIJPEN. ALS U DE
WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES NIET BEGRIJPT,NEEM DAN CONTACT OP MET DE LEVERANCIER VAN UWAPPARAAT VOORDAT U HET GEBRUIKT; DOET U DIT NIET,DAN KAN DIT VERWONDINGEN OF SCHADE TOTGEVOLG HEBBEN.
Roken is tijdens het gebruik van zuurstof de belangrijksteoorzaak van brandwonden en hieraan gerelateerd overlijden.
U moet dan ook de volgende veiligheidsvoorschriften
naleven:
Verbied roken, kaarsen of open vuur in dezelfde kamer als het
apparaat of binnen 1,52 meter van de zuurstofreservoirs.
Wanneer tijdens het dragen van een zuurstofcanule wordt
gerookt, kan dit brandwonden aan het gelaat en mogelijk dedood tot gevolg hebben.
Wanneer de canule wordt verwijderd en op een bed, een sofa ofandere zacht materiaal wordt neergelegd, dan wordt hierdoor bij
blootstelling aan een sigaret, warmtebron of vlam een
plotselinge, korte, hevig brand veroorzaakt.
Als u wilt roken, kunnen deze 3 stappen uw leven redden:
schakel eerst de zuurstofconcentrator uit, verwijder vervolgens
de canule en verlaat daarna de kamer waarin dit apparaat zichbevindt.

In de woning of de ruimte waarin de zuurstofconcentrator
wordt gebruikt moeten duidelijk zichtbaar borden worden
geplaatst met het opschrift 'Niet roken - gebruik van zuurstof'.
Patiënten en hun zorgverleners moeten worden geïnformeerd
over de gevaren van roken in de nabijheid van of tijdens het
gebruik van medische zuurstof.

FreeStyle 5™

NL

INHOUD
AirSep® FreeStyle™ 5 draagbare
zuurstofconcentrator
AirSep’s FreeStyle™ 5 draagbare zuurstofconcentrator
NL1
Symbolen
NL1-2
Waarom heeft uw arts zuurstof voorgeschreven?
NL3
Wat is de FreeStyle 5 draagbare zuurstofconcentrator?
NL3-4
Profiel van de gebruiker
NL4
FreeStyle 5 voor vliegreizen – FAA-goedgekeurd
NL4
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
NL5-11
Belangrijke veiligheidsvoorschriften voor de optionele AirBelt
NL12
Uw FreeStyle 5 draagbare zuurstofconcentrator:
een eerste verkenning
NL13-16
Opladen van de batterij
NL17-20
Neuscanule
NL20-21
Onderdelen van het FreeStyle 5-apparaat
NL21-22
Gebruiksaanwijzing
NL23-24
Stroomvoorziening
NL24-25
Filters
NL25-26
Instellen van de keuzeschakelaar voor de zuurstoftoevoer
NL27-28
Geluidssignalen/lampjes
NL28-29
Reageren op de geluidssignalen/lampjes
van de FreeStyle 5-indicators
NL30-31
Reiniging, verzorging en het juiste onderhoud
NL32-33
Kast
NL32
Filter
NL33
Draagtas
NL33
Accessoires FreeStyle 5
NL34
Onderdelen waarmee de patiënt direct of indirect in contact komt NL35
Reservevoorraad zuurstof
NL35
Opsporen en oplossen van problemen
NL35-37
Specificaties FreeStyle 5
NL38-42Classificatie
NL43

FreeStyle 5™

NL

AirSep’s FreeStyle™ 5 draagbare zuurstofconcentrator
Met deze handleiding voor patiënten raakt u vertrouwd met het gebruik van de
FreeStyle™ 5 draagbare zuurstofconcentrator (Portable Oxygen Concentrator ofPOC) van AirSep. Zorg ervoor dat u alle informatie in deze handleiding hebt
gelezen en begrepen voordat u uw FreeStyle 5-apparaat gebruikt. Bij eventuele
vragen kunt u contact opnemen met de leverancier van het apparaat, die uw
vragen graag zal beantwoorden.

SymbolenOm te voorkomen dat er misverstanden door verschillen in de taal kunnen
ontstaan, wordt op het apparaat en/of in de handleiding vaak gebruik gemaakt van
symbolen in plaats van woorden. Wanneer er maar weinig ruimte beschikbaar is,is het met behulp van symbolen vaak makkelijker mogelijk om toch begrijpelijk overte brengen waar het om gaat.
In de volgende tabel vindt u een lijst met symbolen en definities die bij de FreeStyle
5 draagbare zuurstofconcentrator worden gebruikt.
Symbool

Beschrijving

Symbool

Beschrijving

Waarschuwing –Beschrijft een
gevaarlijke situatieof onveilig gebruik
waarbij ernstig
lichamelijk letsel,
overlijden ofbeschadiging van
eigendommen kan
optreden wanneer
deze situatie of dit
gebruik niet wordt
voorkomen

Klasse II apparatuur,
dubbel geïsoleerd

Let op – Beschrijft
een gevaarlijke
situatie of onveilig
gebruik dat tot licht
lichamelijk letsel ofbeschadiging van
eigendommen kan
leiden wanneer
deze situatie of dit
gebruik niet wordt
voorkomen

Voldoet aan de door
goedgekeurdeorganisatie nr. 0459
opgestelde richtlijn
93/42/EEG

MN167-1 rev. D

NL-1

FreeStyle 5™

RTCA/DO-160 Sectie 21
Conform categorie M

NL

Opmerking –Geeft informatie
die belangrijk
genoeg is om tebenadrukken of teherhalen

Veiligheidsagentschap
voor CAN/CSA C22.2 nr.
60601-1-08 M90 voor
medische elektrische
apparatuur

Raadpleeg debijbehorende
documenten

Houd het apparaat en deaccessoires droog.

Gebruik geen olie
of vetHet afvoeren van afval
van elektrische enelektronische apparatuur
moet volgens degeldende regels
plaatsvinden.

Niet roken

Het apparaat niet
demonteren

Type BFapparatuur

Raadpleeg degebruiksaanwijzing

Deze zijde boven

Breekbaar - voorzichtig
hanterenNiet blootstellen
aan open vuur

FAA – goedgekeurde
POC

RTCA DO160
Sectie 21 conform
categorie M FAA
SFAR 106vereiste

Zie instructies

Manier om afval weg te werpen: Alle afval van de FreeStyle 5zuurstofconcentrator van AirSep moet volgens de door de lokale autoriteiten
aangewezen gebruikelijke methoden worden weggeworpen.
Manier om het apparaat weg te werpen: met het oog op het milieu mag deconcentrator alleen volgens de gebruikelijke methoden die door de lokale
autoriteiten zijn aangewezen worden weggeworpen.

MN167-1 rev. D

NL-2

FreeStyle 5™

NL

Waarom heeft uw arts zuurstof voorgeschreven?
Veel mensen lijden aan diverse hart-, long- of andere ademhalingsziekten. Een
groot aantal van deze patiënten kan thuis, op reis of tijdens dagelijkse activiteiten
buitenshuis baat hebben bij behandeling met extra zuurstof.
De omgevingslucht die wij inademen bestaat voor 21% uit zuurstof, wat een gas
is. Om goed te kunnen functioneren is ons lichaam afhankelijk van een constanteaanvoer van zuurstof. Uw arts heeft aangepast aan uw specifieke
ademhalingsaandoening aan u een toevoersnelheid of instelling voorgeschreven.
Hoewel zuurstof een niet-verslavend geneesmiddel is, kan het gevaarlijk zijn om
zonder voorschrift een zuurstofbehandeling te ondergaan. U moet medisch advies
inwinnen voordat u deze zuurstofconcentrator gebruikt. De leverancier van uw
zuurstofapparaat demonstreert aan uw hoe u de FreeStyle 5 draagbare
zuurstofconcentrator kunt bedienen.

Wat is de FreeStyle 5 draagbare zuurstofconcentrator?
Zuurstofconcentrators werden voor het eerst in het midden van de jaren zeventig
gebruikt en hebben zich ontwikkeld tot de handigste, betrouwbaarste extra
zuurstofbron die op dit moment beschikbaar is. Zuurstofconcentrators zijn het
goedkoopste, efficiëntste en veiligste alternatief voor het gebruik van hogedrukzuurstofcilinders of vloeibare zuurstof. Een zuurstofconcentrator levert allezuurstof die u nodig hebt zonder dat daarvoor een cilinder of fles nodig is.
De lucht die wij inademen bestaat voor ongeveer 21% uit zuurstof, voor 78% uit
stikstof en voor 1% uit andere gassen. In het FreeStyle 5-apparaat stroomt deomgevingslucht door regeneratief, adsorberend materiaal, een zogenaamde'moleculaire zeef'. Dit materiaal scheidt de zuurstof van de stikstof. Het resultaat
is de toevoer van een hoge concentratie zuurstof naar de patiënt.
In de FreeStyle 5 wordt geavanceerde zuurstofconcentratortechnologie
gecombineerd met zuurstofsparende technologie wat heeft geresulteerd in een
draagbare zuurstofconcentrator die licht van gewicht is - het apparaat weegt amper
2,8 kg (6,2 lb) - en een hoge capaciteit heeft. De FreeStyle 5 produceert zelfefficiënt zuurstof en dient die snel toe in de vorm van een zuurstofpuls aan het
begin van de inademing. Hierdoor wordt de verspilling voorkomen die zich welvoordoet bij een apparaat met een continue zuurstoftoevoer, dat zelfs terwijl uuitademt zuurstof aanvoert. Dit pulseren van de zuurstof staat gelijk aan een
ononderbroken toevoer. De FreeStyle 5 produceert het equivalent van 5 lpm (liter
per minuut) in een lichtgewicht pakket dat eenvoudig kan worden meegedragenen dat ook buitenshuis kan worden gebruikt.
De FreeStyle 5 werkt op vier verschillende elektriciteitsbronnen. (Zie het Hoofdstuk'Stroomvoorziening' in deze handleiding voor patiënten.)
MN167-1 rev. D

NL-3

FreeStyle 5™

NLProfiel van de gebruiker:
De concentrators van AirSep zijn bedoeld om extra zuurstof te leveren aan
gebruikers die ongemak ervaren door aandoeningen waarbij het transport van
zuurstof uit de lucht naar de bloedstroom niet meer efficiënt werkt. Draagbare
zuurstofconcentrators bieden het gemak van het gebruik van een niet-leverend
systeem boven dat van een leverend systeem (O2-tank). Hierdoor kan degebruiker relatief zelfstandig leven, zowel in huis als buitenshuis, en de gebruiker
kan mobiel blijven en zijn normale levensstijl zo veel mogelijk voortzetten.
Het gebruik van een zuurstofconcentrator moet door een arts worden
voorgeschreven en is niet bedoeld voor gebruik als levensondersteuning.
Hoewel zuurstoftherapie aan patiënten van alle leeftijden kan worden voorgeschreven,is de patiënt gewoonlijk ouder dan 65 jaar en lijdt aan COPD (chronisch obstructief
longlijden). Het denkvermogen van de patiënt moet goed zijn en de patiënt moet het
kunnen aangeven als hij ongemak ervaart. Als de gebruiker het niet kan aangeven als
hij ongemak ervaart of als de gebruiker niet in staat is om de etiketten op deconcentrator en de gebruiksaanwijzing te lezen en te begrijpen, dan mag het apparaat
alleen worden gebruikt onder toezicht van iemand die hiertoe wel in staat is. Als tijdens
het gebruik van de concentrator ongemak wordt ervaren, wordt de patiënt aangeraden
om contact op te nemen met zijn arts of verpleegkundige. Aan patiënten wordt ook
geadviseerd ervoor te zorgen dat er reserve-zuurstof beschikbaar is (zoals een
zuurstofcilinder) voor het geval de stroom uitvalt of de concentrator defect raakt. Er zijn
geen andere unieke vaardigheden of bekwaamheden vereist voor gebruik van deconcentrator.

FreeStyle 5 voor vliegreizen – FAA-goedgekeurd
Door middel van een aanvulling op de richtlijn SFAR 106 is FreeStyle 5 in 2012
door de Amerikaanse FAA (Federal Aviation Administration) goedgekeurd voor
gebruik aan boord van een vliegtuig door passagiers die extra zuurstof nodig
hebben tijdens een vlucht van een commerciële luchtvaartmaatschappij.
Daarnaast is op 13 mei 2009 in een nieuwe regel van het Amerikaanse
Department of Transportation (DOT)/FAA vastgelegd dat in de VS gevestigde
vervoersmaatschappijen en internationale vluchten die als herkomst of
bestemming de VS hebben, passagiers met een FAA-goedgekeurde draagbare
zuurstofconcentrator moeten toelaten voor gebruik aan boord tijdens de vlucht,
indien dit medisch noodzakelijk is. Vraag rechtstreeks bij deluchtvaartmaatschappij waarmee u wilt reizen naar de actuele informatie over hun
beleid met betrekking tot draagbare zuurstofconcentrators.

MN167-1 rev. D

NL-4

FreeStyle 5™

NL---- [Lees het hoofdstuk 'Belangrijke veiligheidsvoorschriften' voordat
u dit apparaat gebruikt.] ----

Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Lees de volgende belangrijke veiligheidsinformatie over de FreeStyle 5 draagbare
zuurstofconcentrator aandachtig door en maak u ermee vertrouwd.
Dit apparaat levert hooggeconcentreerde zuurstof die eensnelle verbranding bevordert. Verbied roken of open vuur indezelfde kamer als (1) het apparaat of (2) een
zuurstofreservoir. Als u zich niet aan deze waarschuwing
houdt, kan dat hevige brand, beschadiging van eigendommen
en/of lichamelijk letsel of overlijden veroorzaken.

Als u ongemak ervaart of een medische noodsituatie
doormaakt, roep dan onmiddellijk medische hulp in.

Niet verwarmen boven 60 °C (140 °F).

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik als
levensondersteuning. Bij geriatrische, pediatrische en anderepatiënten die tijdens het gebruik van dit apparaat niet in staatzijn om het aan te geven als ze ongemak ervaren, kan extra
toezicht noodzakelijk zijn. Patiënten bij wie het gehoor en/of
het gezichtsvermogen is aangetast, kunnen hulp nodig
hebben bij het reageren op een alarmmelding van het
apparaat.
Gebruik geen olie, vet, oliehoudende of andere brandbare
producten bij de zuurstofbevattende accessoires of bij het
FreeStyle 5-apparaat. Gebruik alleen lotions en crèmes op
waterbasis die met zuurstof compatibel zijn. Zuurstof versnelt
de ontsteking van brandbare stoffen.

MN167-1 rev. D

NL-5

FreeStyle 5™

NL

Een onjuist gebruik van de FreeStyle 5-batterij kan ertoe
leiden dat de batterij heet wordt, in brand vliegt en ernstig
letsel veroorzaakt. Zorg dat u de batterij niet doorboort, er niet
op slaat, er niet op gaat staan, niet laat vallen en ook niet op
andere wijze onderwerpt aan krachtige stoten of schokken.

Als u de FreeStyle 5 buitenshuis met een AC-adapter
gebruikt, sluit de adapter dan uitsluitend aan op een geaard
stopcontact dat beveiligd is met een aardlekschakelaar.

Risico op elektrische schokken. Haal voordat u het apparaat
reinigt de stekker van het netsnoer uit het stopcontact om tevoorkomen dat u per ongeluk een schok krijgt. Alleen deleverancier van uw apparaat of een bevoegde servicemonteur
mag de behuizing verwijderen of onderhoud aan het apparaat
uitvoeren.

Zorg dat de FreeStyle 5 niet nat wordt en dat er geen water in
het apparaat komt. Dit kan een storing of het uitschakelen van
het apparaat veroorzaken.

Met uitzondering van kabels en adapters die door de fabrikant
van de medische apparatuur als reserveonderdelen voor
interne componenten worden verkocht, kan het gebruik van
andere kabels en adapters dan hier worden gespecificeerd
door een lagere beschermingsgraad een hogere uitstoot van
de FreeStyle 5 veroorzaken.

Wijzigingen aan dit apparaat zijn niet toegestaan.

De FreeStyle 5 mag niet vlakbij andere apparaten worden
gebruikt of op een andere apparaat worden geplaatst. Als niet
kan worden voorkomen dat het toestel naast of op een ander
apparaat wordt gebruikt, dan moet worden gecontroleerd of het
apparaat normaal werkt.

MN167-1 rev. D

NL-6

FreeStyle 5™

NL

Volgens de federale wetgeving van de V.S. mag dit productalleen worden verkocht of verhuurd in opdracht van een arts of
een andere bevoegde medische zorgverlener.

Als er een geluidssignaal afgaat of als u merkt dat de FreeStyle 5
niet goed werkt, raadpleeg dan het hoofdstuk 'Opsporen en
oplossen van problemen' in deze handleiding. Als u het probleem
niet kunt oplossen, raadpleeg dan de leverancier van het
apparaat.

De FreeStyle 5 draagbare zuurstofconcentrator kan tijdens het
slapen worden gebruikt als dit door een bevoegd arts wordt
aanbevolen.

Als u het FreeStyle 5-apparaat buiten het normale bereik van
de bedrijfstemperatuur gebruikt, kan dat de prestatiesbeïnvloeden en de levensduur van de batterij verkorten en/of
de oplaadduur van de batterij verlengen. (Zie het hoofdstuk'Specificaties' in deze handleiding.)

Zorg ervoor dat de luchtingang- en de luchtuitgangopeningenniet worden afgedekt. Gebeurt dit wel, dan kan het FreeStyle 5apparaat oververhit raken en kan de werking ervan afnemen.

Gebruik het apparaat niet in een kleine of besloten ruimte (bijv.
in een kleine doos of handtas) waarin de ventilatie beperkt kan
zijn. Hierdoor kan het FreeStyle 5-apparaat oververhit raken,
wat de werking ervan kan beïnvloeden.

MN167-1 rev. D

NL-7

FreeStyle 5™

NL

Wanneer u de FreeStyle 5 met de DC-adapter aansluit in een
auto, op een boot of op een andere bron, dan moet u er vóór
het aansluiten van het FreeStyle 5-apparaat voor zorgen dat
het voertuig is opgestart en dat de motor draait. Als het lampje
van de DC-voedingsadapter niet brandt en het apparaat moet
worden gereset, koppel dan de DC-adapter los van het DCstopcontact, start het voertuig opnieuw en sluit daarna de DCvoedingsadapter opnieuw op het DC-contact aan. Als u deze
instructies niet respecteert, kan dat tot gevolg hebben dat devoedingsadapter geen stroom levert aan de FreeStyle 5.
Haal nadat de auto waarin u de FreeStyle 5 gebruikt, isuitgeschakeld, de kabel uit het contact en neem het apparaat
met u mee uit de auto. Bewaar de FreeStyle 5 niet in een auto
waarin het erg heet kan worden of in een vergelijkbare andere
omgeving waarin de temperatuur erg hoog of laag kan worden.
Als u het apparaat buiten het normale temperatuurbereik
gebruikt of bewaart, kan dit de prestaties van de FreeStyle 5beïnvloeden. (Zie het hoofdstuk 'Specificaties' in deze
handleiding.)
Als de FreeStyle 5 langdurig buiten het normale bereik van debedrijfstemperatuur werd opgeslagen, moet u het apparaat
eerst op de normale bedrijfstemperatuur laten komen voordat u
het inschakelt. (Zie het hoofdstuk 'Specificaties' in deze
handleiding.)
Het is erg belangrijk dat alleen het voorgeschrevenzuurstofniveau wordt gekozen. Wijzig de instellingen voor depulserende toevoer alleen volgens de aanwijzingen van uw
arts.

Vervang de verwijderbare canule zoals wordt aanbevolen doorde fabrikant of door de leverancier van uw apparaat. Bij deleverancier van uw apparaat zijn extra canules verkrijgbaar.

MN167-1 rev. D

NL-8

FreeStyle 5™

NL

Plaats de concentrator nooit zo dat het moeilijk is om het
netsnoer te bereiken.

De concentrator moet zo worden geplaatst dat er geenverontreinigende stoffen of uitlaatdampen in het apparaat
kunnen komen.

De canuleslang moet niet-knikkend zijn en kan met een totale
maximale lengte van 7,6 m (25 ft) worden gebruikt.

Zorg ervoor dat de canule volledig is ingebracht en stevig
vastzit. Hierdoor kan de FreeStyle 5 de inademing op de juistewijze waarnemen aan de hand waarvan de zuurstoftoediening
plaatsvindt.

Als u uw FreeStyle 5 langdurig bij een hoge temperatuur of met
een volledig opgeladen of ontladen batterij opslaat, dan kan detotale levensduur van de batterij hierdoor korter worden.

Afhankelijk van de temperatuur van de FreeStyle 5-batterij kan
het na aansluiting op de stroomvoorziening een paar minuten
duren voordat de oplaadcyclus begint. Dit is normaal en zorgt
ervoor dat het opladen veilig kan plaatsvinden.

De FreeStyle 5-batterij hoeft niet helemaal ontladen te zijn
voordat deze weer wordt opgeladen. Het is raadzaam de
FreeStyle 5-batterij na elk gebruik op te laden.

MN167-1 rev. D

NL-9

FreeStyle 5™

NL

Wanneer het apparaat op de stroom wordt aangesloten om teworden opgeladen, kan het enkele minuten duren voordat het
opladen begint, afhankelijk van de interne bedrijfstemperatuur
van de batterij. Dit is normaal en zorgt ervoor dat het opladen
veilig kan plaatsvinden. De kans hierop is groter wanneer debatterij volledig leeg is.
Wanneer het apparaat op AC- of DC-spanning is aangesloten,
wordt de batterij opgeladen totdat deze de volledige capaciteit
heeft bereikt, ongeacht of het apparaat wel of niet isingeschakeld.
Als de interne batterij volledig leeg is gelopen waardoor de
FreeStyle 5 zichzelf heeft uitgeschakeld, dan kan het apparaat niet
met behulp van de AirBelt opnieuw worden opgestart. Als dit
gebeurt, moet u uw FreeStyle 5 gedurende korte tijd op een AC- of
DC-adapter aansluiten zodat de interne batterij voldoende op kan
laden om het apparaat weer in te kunnen schakelen. Vervolgens
kan de AirBelt worden aangesloten waardoor het apparaat langer
werkt.

Als de voedingsadapter van de FreeStyle 5 op destroomvoorziening blijft aangesloten nadat de batterij volledig is
opgeladen, gaan de vier lampjes na ongeveer 2,5 uur uit.

Het kan noodzakelijk zijn om de AC- of DC-adapter van de
FreeStyle 5 eerst op de FreeStyle 5 aan te sluiten voordat het
apparaat voor de eerste keer op de batterij kan werken. Mogelijk
heeft de leverancier van uw apparaat deze stap al voor uuitgevoerd.

Gebruik als luchtingangfilter voor dit apparaat uitsluitend AirSep
onderdeelnr. FI194-1.

MN167-1 rev. D

NL-10

FreeStyle 5™

NL

Gebruik de FreeStyle 5 niet zonder de luchtingangfilter. Als een
tweede filter is meegeleverd, plaatst u de 'reservefilter' voordat
u de vuile filter reinigt.

AirSep raadt sterilisatie van dit apparaat niet aan.

Verricht geen andere onderhoudswerkzaamheden dan demogelijke oplossingen die in deze handleiding worden vermeld.

Draagbare en mobiele communicatieapparatuur met
radiofrequentie kan de werking van medische elektrische
apparatuur ongunstig beïnvloeden.

De oplaadbare lithium-ion-batterij die in de FreeStyle 5 wordt
gebruikt hoeft niet volledig leeg te zijn voordat deze opnieuw
wordt opgeladen.
Het is raadzaam om de batterij na elk gebruik op te laden,
ongeacht het spanningsniveau van de batterij.
Wanneer het apparaat op AC- of DC-spanning is aangesloten,
wordt de batterij opgeladen, ongeacht of het apparaat wel of niet
is ingeschakeld.
Een lithiumbatterij kan permanent haar capaciteit verliezen als debatterij aan extreem hoge temperaturen wordt blootgesteld terwijl
ze volledig opgeladen of volledig leeg is. Als het apparaat
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam
ervoor te zorgen dat de batterij 25% tot 50% is opgeladen en dat
het apparaat bij een temperatuur van ongeveer 23 °C (± 2 °C)
wordt bewaard.

MN167-1 rev. D

NL-11

FreeStyle 5™

NL

In de woning of de ruimte waarin de zuurstofconcentrator wordt
gebruikt moeten duidelijk zichtbaar borden worden geplaatst met
het opschrift 'Niet roken - gebruik van zuurstof'. Patiënten en
hun zorgverleners moeten worden geïnformeerd over degevaren van roken in de nabijheid van of tijdens het gebruik van
medische zuurstof.

MN167-1 rev. D

NL-12

FreeStyle 5™

NL

Belangrijke veiligheidsvoorschriften voor de optionele AirBelt
Een onjuist gebruik van de AirBelt kan ertoe leiden dat debatterij heet wordt, in brand vliegt en ernstig letsel veroorzaakt.
Zorg dat u de batterij niet doorboort, er niet op slaat, er niet op
gaat staan, niet laat vallen en ook niet op andere wijze
onderwerpt aan krachtige stoten of schokken.

Zet de veiligheidsdop terug op het AirBelt-snoer wanneer het
snoer niet in gebruik is.

Probeer niet om de optionele AirBelt op te laden met devoedingsadapter van de FreeStyle 5. Hierdoor kan de AirBelt
beschadigd raken.
Gebruik voor het opladen van de AirBelt alleen demeegeleverde AirBelt-voedingsadapter.
Afhankelijk van de temperatuur van de AirBelt kan het na
aansluiting op de stroomvoorziening een paar minuten duren
voordat de oplaadcyclus begint. Dit is normaal en zorgt ervoor
dat het opladen veilig kan plaatsvinden.

De AirBelt hoeft niet helemaal ontladen te zijn voordat dezeweer wordt opgeladen. Het is raadzaam om de AirBelt na elk
gebruik op te laden.

Een lithiumbatterij kan permanent haar capaciteit verliezen als
de batterij aan extreem hoge temperaturen wordt blootgesteld
terwijl ze volledig opgeladen of volledig leeg is. Als het apparaat
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam
ervoor te zorgen dat de batterij 25% tot 50% is opgeladen endat het apparaat bij een temperatuur van ongeveer 23° (± 2 °C)
wordt bewaard.

MN167-1 rev. D

NL-13

FreeStyle 5™

NL[Lees het hoofdstuk 'Belangrijke veiligheidsvoorschriften' voordat
u dit apparaat gebruikt.]Uw FreeStyle 5 draagbare zuurstofconcentrator: een
eerste verkenning
De verpakking van de FreeStyle 5 bevat de volgende artikelen, zoals wordt
getoond in de afbeeldingen 1-3. Als er artikelen ontbreken, neem dan contact op
met de leverancier van uw apparaat.
••••

FreeStyle 5 draagbare zuurstofconcentrator met draagtas.
Handleiding voor patiënten (niet afgebeeld)
AC-adapter (100-240 volt, 50/60 Hz) met netsnoer.
DC-adapter voor in de auto

Afbeelding 1: Freestyle 5-apparaat

MN167-1 rev. D

NL-14

FreeStyle 5™

NL

Afbeelding 2: FreeStyle 5 AC-adapter/netsnoer

Afbeelding 3: FreeStyle 5 DC-adapter

U kunt voor een langere werking van de batterij ook gebruik maken van deoptionele AirBelt. Die verpakking daarvan bevat de volgende onderdelen, die tezien zijn in afbeelding 4:••

AirBelt-batterijriem
AC-adapter (100-200 volt, 50/60 Hz) met netsnoer.
Een onjuist gebruik van de batterij van de FreeStyle 5 AirBelt
kan ertoe leiden dat de batterij heet wordt, in brand vliegt enernstig letsel veroorzaakt. Zorg dat u de batterij niet doorboort,
er niet op slaat, er niet op gaat staan, niet laat vallen en ook
niet op andere wijze onderwerpt aan krachtige stoten of
schokken.

MN167-1 rev. D

NL-15

FreeStyle 5™

NL

U moet alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen overde AirBelt eerst lezen voordat u begint met het gebruik van het apparaat.
Zie pagina 9, 'Belangrijke veiligheidsvoorschriften voor de optionele AirBelt'
Andere optionele accessoires bestaan uit een soort gordel waarmee de draagtas vande FreeStyle 5 eenvoudig als rugzak kan worden gedragen (onderdeelnummer MI2841), zoals wordt afgebeeld in afbeelding 5. De FreeStyle 5 kan desgewenst ook op deheup worden gedragen door de AirBelt of een andere riem die u draagt door de lussen
van de FreeStyle 5-draagtas te voeren. (Zie afbeelding 6.) Met de optionele zak voor
accessoires (onderdeelnummer MI286-1) is het meenemen van allevoedingsaccessoires en de optionele AirBelts en/of de gordel voor gebruik op uw
bestemming nog eenvoudiger.

Afbeelding 4: AirBelt en AC-adapter/netsnoer

Afbeelding 5: FreeStyle 5-apparaat als rugzak gedragen

MN167-1 rev. D

NL-16

FreeStyle 5™

NL

Afbeelding 6: FreeStyle 5-apparaat op de heup gedragen.

Zet de veiligheidsdop terug op het AirBelt-snoer wanneer het
snoer niet in gebruik is.

Zorg er voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt voor dat u vertrouwd raakt
met de belangrijkste onderdelen van de FreeStyle 5. Deze onderdelen worden
afgebeeld in de tekeningen op de volgende bladzijden en worden later in deze
handleiding besproken.

MN167-1 rev. D

NL-17

FreeStyle 5™

NL

Opladen van de batterij
Kijk voordat u de FreeStyle 5 voor het eerst gaat gebruiken, of na elk
daaropvolgend gebruik, of de batterij volledig is opgeladen. Druk voor het
controleren van het oplaadniveau van de interne batterij op de BATT-knop op het
toetsenpaneel van de FreeStyle 5. Boven de BATT-knop branden ledjes van debatterijmeter/indicator(en) waarmee het oplaadniveau van de interne batterij wordt
aangegeven (25-100%). Opmerking: telkens wanneer het apparaat op AC- of DCvoeding werkt, wordt de interne batterij opgeladen. Voor het opladen van deinterne batterij van de FreeStyle 5 sluit u eenvoudigweg de AC- of DC-adapter van
het apparaat aan op de betreffende aansluiting van het apparaat (zoals afgebeeld
in afbeelding 7). Zorg er eerst voor dat de stekker van het netsnoer goed isuitgelijnd met deze ingangsaansluiting. Bekijk hiervoor de D-vormige stekker van
het netsnoer en de ingangsaansluiting van de FreeStyle 5. De stekker en deaansluiting moeten goed op elkaar zijn uitgelijnd. En bij het verwijderen van het
netsnoer moet eerst de ontgrendelingsknop worden ingedrukt voordat het
netsnoer uit de FreeStyle 5 kan worden verwijderd. Dit voorkomt dat het apparaat
of de voedingsaccessoires beschadigd raken.

Indrukken om
het netsnoer teverwijderen.
Ingang voeding
FreeStyle 5Afbeelding 7: Opladen interne batterij

Optionele AirBelt
Het is ook mogelijk om een AirBelt te hebben voor langduriger gebruik van deMN167-1 rev. D

NL-18

FreeStyle 5™

NL

FreeStyle 5.
De optionele AirBelt (afbeelding 9) kan de FreeStyle 5 gedurende maximaal 7 uur
van stroom voorzien.
Controleer voor gebruik van de AirBelt of deze voldoende is opgeladen. Er is
ongeveer 3 uur nodig om deze volledig op te laden.
De AirBelt is voorzien van een batterijmeter/indicator waarmee het oplaadniveau
van de batterij wordt aangegeven (25-100%). Druk voor het controleren van het
oplaadniveau op de knop op het toetsenpaneel van de AirBelt.
De batterijmeter/indicator(en) gaat branden om het niveau van de batterijlading
aan te geven (25-100%).

Afbeelding 8: Opladen AirBelt-batterij

De optionele AirBelt opladen
Opladen van de AirBelt-batterij voor langdurig gebruik:
1) Maak de veiligheidsdop van het uiteinde van het AirBelt-snoer los(zie afbeelding 4).
2) Sluit de AC/DC-voedingsadapter (in het pakket met AirBelt-accessoires)
aan op het uiteinde van het AirBelt-snoer, zoals in afbeelding 9 wordt
aangegeven.
3) Sluit de AirBelt-adapter aan op een AC-stopcontact om het apparaat
opnieuw op te laden.

MN167-1 rev. D

NL-19

FreeStyle 5™

NL
AirBelt

Sluit het AirBelt-snoer aan
op het netsnoer van devoedingsadapter

PW009-2 AC/DCvoedingsadapter

AC/DCvoedingsadapter
AirBelt

Afbeelding 9: Opladen AirBelt-batterij

•
•
•
•

Wanneer de FreeStyle 5 AirBelt-batterij volledig leeg is, duurt het ongeveer 3
uur voordat ze weer volledig is opgeladen.
Tijdens het opladen van een volledig ontladen batterij blijft het LED-lampje
knipperen totdat 25% van de capaciteit is bereikt. Daarna blijft het lampje
constant branden.
Elk van de vier ledjes, 25% - 100%, knippert zoals hiervoor wordt aangegeven
en brandt ononderbroken wanneer de batterij volledig is opgeladen.
Wanneer alle ledjes constant branden, is de batterij volledig geladen en blijvende ledjes gedurende een bepaalde periode branden; daarna gaan de ledjes
alle vier uit.
Een lithiumbatterij kan permanent haar capaciteit verliezen als debatterij aan extreem hoge temperaturen wordt blootgesteld terwijl
ze volledig opgeladen of volledig leeg is. Als het apparaat
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam ervoor
te zorgen dat de batterij 25% tot 50% is opgeladen en dat het
apparaat bij een temperatuur van ongeveer 23° (± 2 °C) wordt
bewaard.
Afhankelijk van de temperatuur van de AirBelt kan het na
aansluiting op de stroomvoorziening een paar minuten duren
voordat de oplaadcyclus begint. Dit is normaal en zorgt ervoor
dat het opladen veilig kan plaatsvinden.

MN167-1 rev. D

NL-20

FreeStyle 5™

NL

De AirBelt hoeft niet helemaal ontladen te zijn voordat dezeweer wordt opgeladen. Het is raadzaam om de AirBelt na elk
gebruik op te laden.

---- [Lees het hoofdstuk 'Belangrijke veiligheidsvoorschriften' voordat
u dit apparaat gebruikt.] ----

Neuscanule
Voor het transport van de zuurstof van het FreeStyle 5-apparaat naar de gebruiker
worden een neuscanule en een slang gebruikt. De slang is aangesloten op dezuurstofuitgang van het apparaat (zie afbeelding 10).

Afbeelding 10: Aansluiten van de canule op de zuurstofuitgang van de FreeStyle 5

AirSep adviseert het gebruik van een neuscanule met een slang van 2,1 m (7 ft),
AirSep onderdeelnummer CU002-1. Er mag ook een slang met een andere lengte
tot 7,6 m, inclusief neuscanule, worden gebruikt.

Vervang de wegwerpcanule regelmatig na normaal gebruik. Bij
de leverancier van uw apparaat zijn extra canules verkrijgbaar.

De canuleslang moet niet-knikkend zijn en kan met een totale
maximale lengte van 7,6 m (25 ft) worden gebruikt.

MN167-1 rev. D

NL-21

FreeStyle 5™

NL

Volg altijd de instructies van de canulefabrikant voor het juiste
gebruik. Vraag aan uw bevoegde medische zorgverlener hoe
vaak de canule moet worden vervangen.

Zorg ervoor dat de canule volledig is ingebracht en stevig vastzit.
Dan kan het FreeStyle 5-apparaat de inademing op de juistewijze waarnemen voor het leveren van de zuurstof.

Onderdelen van het FreeStyle 5-apparaat

Handgreep
Zuurstofuitgang

Luchtuitgang

Luchtuitgang

Contactdoos voor
elektriciteitsaansluitingen
Luchtingang/filterdeksel

Afbeelding 11: Buitenkant FreeStyle 5 - voorkant

MN167-1 rev. D

NL-22

FreeStyle 5™

NL

Stofdeksel
Alarmindicator

Pulsstroom
indicatielampje(s)Batterijmeter/
lampje(s)Selectieknop(pen)toevoer

Knop (interne)batterij

Afbeelding 12: Toetsenpaneel/lampjes van dichtbij gezien

Etiket/aanwijzingenvoor patiënten

Afbeelding 13: Buitenkant FreeStyle 5 - achterkant

Lees nu u bekend bent met de verschillende onderdelen van het FreeStyle 5apparaat de gebruiksaanwijzing op de volgende pagina's aandachtig door.

MN167-1 rev. D

NL-23

FreeStyle 5™

NL[Lees het hoofdstuk 'Belangrijke veiligheidsvoorschriften' voordat
u dit apparaat gebruikt.]

Gebruiksaanwijzing
1.

Plaats de FreeStyle 5 zodanig dat de luchtingang en luchtuitgang nietzijn geblokkeerd.

2.

Voed het apparaat met (a) de interne batterij; (b) de AirBelt; (c) een
DC-contact (bijv. van auto of motorboot); of (d) een AC-stopcontact(d.w.z. normale elektriciteit in huis). (Zie het hoofdstuk Stroomvoorziening
in deze handleiding voor patiënten.)Gebruik geen olie, vet, oliehoudende of andere brandbare
producten bij de zuurstofbevattende accessoires of bij het
FreeStyle 5-apparaat. Gebruik alleen lotions en crèmes op
waterbasis die met zuurstof compatibel zijn. Zuurstof versnelt
de ontsteking van brandbare stoffen.

Niet verwarmen boven 60 °C (140 °F).

Het kan noodzakelijk zijn om de AC- of DC-adapter van de
FreeStyle 5 eerst op de FreeStyle 5 aan te sluiten voordat
het apparaat voor de eerste keer op de batterij kan werken.
Mogelijk heeft de leverancier van uw apparaat deze stap alvoor u uitgevoerd.
1.
2.
3.

4.

5.

Sluit uw canule aan op de zuurstofuitgang.
Til de stofdeksel van het apparaat op.
Zet het FreeStyle 5-apparaat aan door op het toetsenpaneel van het
apparaat op de knop 1, 2, 3, 4 of 5 te drukken, overeenkomend met het
door uw arts voorgeschreven aantal liters toe te voeren zuurstof. Boven de
gekozen knop gaat het groene ledje branden. Telkens wanneer u het
Freestyle 5-apparaat inschakelt, klinkt er kort een geluidssignaal. Dit geeft
aan dat de FreeStyle 5 is ingeschakeld en klaar is voor gebruik.
Druk op de betreffende knop als u de instelling voor pulserende toevoer
wilt veranderen. Het is normaal dat het geluid dat u hoort, verandert als u
de instelling verandert.
Als u de FreeStyle 5 wilt uitzetten, druk dan op de knop bij het brandendelampje dat de instelling voor de pulserende toevoer aangeeft.

MN167-1 rev. D

NL-24

FreeStyle 5™

NL

Wanneer de FreeStyle 5 een inademing waarneemt, wordt via uw canule zuurstof
aan u toegediend.
Nadat het FreeStyle 5-apparaat is ingeschakeld duurt het ongeveer twee minuten
voordat de minimale zuurstofconcentratie is bereikt.

[Lees het hoofdstuk 'Belangrijke veiligheidsvoorschriften' voordat
u dit apparaat gebruikt.]

Stroomvoorziening
De FreeStyle 5 kan op vier verschillende manieren van stroom worden voorzien –met de interne batterij, met een AC-adapter, met een DC-adapter en met een
optionele AirBelt-batterijriem in combinatie met de interne batterij van het
apparaat.
1.

2.

3.

4.

Interne batterij: in elk FreeStyle 5-apparaat zit een oplaadbare interne
batterij. Als de batterij volledig is opgeladen voorziet deze het FreeStyle 5apparaat gedurende maximaal 3 uur van stroom. Als de batterijspanninglaag wordt, klinkt er een geluidssignaal. De geluidssignalen worden
besproken in het hoofdstuk 'Geluidssignalen/ lampjes' in deze handleiding.
Opladen van de batterij: voor het opladen van de batterij moet de
FreeStyle 5 worden aangesloten op de AC-adapter die is verbonden met
een normaal wisselstroomstopcontact (AC) van 100-240 volt en 50/60 Hzof op een gelijkstroomstopcontact (DC) in een auto (boot, camper, etc.).
Het volledig opladen van een lege batterij duurt ongeveer drie uur en 15
minuten. Het is raadzaam om de batterij zo vaak mogelijk op te laden,
zelfs als deze slechts gedeeltelijk leeg is.
AC-adapter: met een AC-adapter kan de FreeStyle 5 op een contactdoos
van 100-240 volt en 50/60 Hz worden aangesloten. De adapter zet 100240 volt wisselstroom voor het FreeStyle 5-apparaat om in gelijkstroom.
Als de FreeStyle 5 wordt gebruikt met de AC-adapter, wordt het apparaat
vanuit de stopcontact gevoed, terwijl de batterij van de FreeStyle 5tegelijkertijd weer wordt opgeladen.
DC-adapter: met een DC-adapter kan het FreeStyle 5-apparaat worden
aangesloten op een DC-stopcontact van 12-volt van een auto (boot,camper, etc.). Als de FreeStyle 5 is aangesloten op het autocontact, wordt
het FreeStyle 5-apparaat vanuit de accu van de auto gevoed, terwijl ook
de batterij van de FreeStyle 5 tegelijkertijd weer wordt opgeladen.
Optionele AirBelt (externe batterijriem): de FreeStyle 5 kan tevens via
een externe batterijriem worden gevoed. Deze riem kan om het middel
worden gedragen en wanneer deze wordt gebruikt in combinatie met een
volledig opgeladen interne batterij, dan wordt gedurende maximaal 7 uur
stroom geleverd aan uw FreeStyle 5-apparaat. De riembatterij wordt op

MN167-1 rev. D

NL-25

FreeStyle 5™

NL

de stroomaansluiting van het FreeStyle 5-apparaat aangesloten en deriembatterij kan worden opgeladen door deze met de AC-adapter aan tesluiten op een wisselstroomvoorziening.
Als u de AirBelt gebruikt met een volledig opgeladen interne batterij is deinterne batterij van de FreeStyle 5 eerder leeg dan die van de AirBelt.
Voordat de interne batterij van de FreeStyle 5 leeg is, moet de AirBelt op
het FreeStyle 5-apparaat worden aangesloten. Houd dit in de gaten ensluit de AirBelt aan op de FreeStyle 5 voordat de batterijspanning van deinterne batterij minder dan 25% is.
Als de interne batterij volledig leeg is waardoor de FreeStyle 5zichzelf uitschakelt, dan kan het apparaat niet opnieuw worden
opgestart met behulp van de AirBelt. Als dit gebeurt, moet u uw
FreeStyle 5 gedurende korte tijd op een AC- of DC-adapter
aansluiten zodat de interne batterij voldoende op kan laden om het
apparaat weer in te kunnen schakelen. Vervolgens kan de AirBelt
worden aangesloten waardoor het apparaat langer werkt.

Filters
Via een luchtingangfilter onder de klep onderaan op de voorkant van dezuurstofconcentrator komt er lucht in de FreeStyle 5. (Zie afbeelding 14 en 15.) Dit
filter voorkomt dat stof en andere grove deeltjes uit de lucht in het apparaat
binnendringen. Controleer voordat u de FreeStyle gebruikt of dit filter schoon is en
op de juiste manier is aangebracht. (Zie het hoofdstuk 'Reiniging, verzorging en
het juiste onderhoud / Filters / Luchtingangfilter' in deze handleiding)

MN167-1 rev. D

NL-26

FreeStyle 5™

NL

Afbeelding 14: Filterdeksel verwijderen van de luchtingang

Afbeelding 15: Verwijderen filter uit filterdeksel

Gebruik de FreeStyle 5 niet als de luchtingangfilter niet op zijn
plaats zit. Als een tweede filter is meegeleverd, plaatst u de'reservefilter' voordat u de vuile filter reinigt.

Gebruik als luchtingangfilter voor dit apparaat uitsluitend AirSep
onderdeelnr. FI194-1.

Instellen van de keuzeschakelaar voor de zuurstoftoevoer
Het FreeStyle 5-apparaat heeft vijf standen voor pulserende toevoer: 1, 2, 3, 4 en
5 die voor een toevoer van 1-5 liter zuurstof per minuut (lpm) zorgen. Open het
stofdeksel van het toetsenpaneel en druk op de knop 1, 2, 3, 4 of 5 die
overeenkomt met de door uw arts voorgeschreven pulserende toevoer.
(Zie afbeelding 16 en 17.)

MN167-1 rev. D

NL-27

FreeStyle 5™

NL

Afbeelding 16: Openen stofdeksel van toetsenpaneel

Afbeelding 17: Knop indrukken voor het selecteren van de toevoer

Het is erg belangrijk dat alleen het voorgeschrevenzuurstofniveau wordt gekozen. Wijzig de instellingen voor depulserende toevoer alleen volgens de aanwijzingen van uw
arts.

MN167-1 rev. D

NL-28

FreeStyle 5™

NL

Geluidssignalen/lampjes
Wanneer het FreeStyle 5-apparaat een inademing waarneemt, wordt via deneuscanule een stoot zuurstof afgegeven. Elke keer dat een ademhaling wordt
waargenomen, knippert het groene lampje op het bedieningspaneel van
het apparaat.
Wanneer het apparaat is ingeschakeld en tegelijkertijd via de AC- of DC-adapter
wordt opgeladen, dan geven de batterijmeter/lampjes van de FreeStyle 5
bovendien het laadniveau van de batterij aan (25% tot 100% opgeladen) en deze
lampjes blijven ongeveer 2 ½ uur nadat de batterij volledig is opgeladen branden.
Er klinkt een geluidsignaal als de batterij van de FreeStyle 5 bijna leeg is, als ergeen canule is aangesloten of als de werking van het apparaat niet voldoet aan despecificaties. De lampjes en de geluidsignalen worden hieronder gedetailleerd
uitgelegd en verderop in dit hoofdstuk van de handleiding worden ze in een
schema samengevat.
Als er een geluidssignaal afgaat of als u merkt dat de
FreeStyle 5 niet goed werkt, raadpleeg dan het hoofdstuk'Opsporen en oplossen van problemen' in deze handleiding.
Als u het probleem niet kunt oplossen, raadpleeg dan deleverancier van het apparaat.

Als u ongemak ervaart of een medische noodsituatie
doormaakt, roep dan onmiddellijk medische hulp in.

••

Opstarten
Tijdens het opstarten klinkt kort een geluidssignaal. De FreeStyle 5 begint
te werken zodra het geluidssignaal stopt.
Lage batterijspanningAls de batterij bijna leeg is, klinkt met tussenpozen een kort geluidssignaal.
Bovendien knippert het gele 25% batterijmeter/lampje (afbeelding 12). Als
dit gebeurt, sluit de FreeStyle 5 dan aan op een DC-stopcontact of een ACstopcontact, of schakel binnen twee minuten over op een andere
zuurstofbron. Zodra de FreeStyle 5 op een DC-stopcontact of een ACstopcontact is aangesloten, werkt het apparaat weer en wordt de batterij
van de FreeStyle 5 tegelijkertijd opgeladen. De batterijspanning wordt
aangegeven door de batterijmeter/lampje(s).

MN167-1 rev. D

NL-29

FreeStyle 5™
•

•

•

NL

Canule niet aangesloten
Wanneer de FreeStyle 5 is ingeschakeld, maar gedurende 15 minuten
geen ademhaling waarneemt, geeft het apparaat een aanhoudend
geluidssignaal en gaat het gele alarmlampje branden. Als dit gebeurt,
controleer dan de aansluiting van de canule op het FreeStyle 5-apparaat,ga na of de neuscanule goed op uw gezicht is geplaatst en let erop dat
u door uw neus ademhaalt. (Eventueel adviseert uw arts het gebruik van
een kinband.) Als het geluidssignaal desondanks aanhoudt, schakel dan
indien mogelijk over op een andere zuurstofbron en neem contact op met
de leverancier van het apparaat.
Capaciteit van de FreeStyle 5 is overschreden
Als uw ademhalingssnelheid sneller is dan de capaciteit van de FreeStyle
5 toelaat, klinkt er elke halve seconde een kort geluidssignaal en knippert
het gele alarmlampje. Als dit zich voordoet, ligt uw ademhalingssnelheid
hoger dan de specificaties van de FreeStyle 5 toelaten. Verminder uw
lichamelijke activiteiten, reset het geluidssignaal door het apparaat uit enweer in te schakelen, stap zo nodig over op een andere zuurstofbron als
deze beschikbaar is en neem contact op met de leverancier van
uw apparaat.
Algemene storing
Als er in de FreeStyle 5 een algemene storing optreedt, klinkt er elke halve
seconde een kort geluidssignaal en brandt het rode alarmlampje continu.
Als dit zich voordoet, is de concentratie van de door de FreeStyle 5
geleverde zuurstof lager dan de specificaties van het apparaat toestaan.
Schakel indien mogelijk over op een andere zuurstofbron en neem contact
op met de leverancier van uw apparaat.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik als
levensondersteuning. Bij geriatrische, pediatrische en anderepatiënten die tijdens het gebruik van dit apparaat niet in staatzijn om het aan te geven als ze ongemak ervaren, kan extra
toezicht noodzakelijk zijn. Patiënten bij wie het gehoor en/of
het gezichtsvermogen is aangetast, kunnen hulp nodig
hebben bij het reageren op een alarmmelding van het
apparaat.

MN167-1 rev. D

NL-30

FreeStyle 5™

NL

Reageren op de geluidssignalen/lampjes van de FreeStyle 5
StatusGeluidssignaal

LampjeIndicator

Kort, continu,
bij opstarten(Groen)De FreeStyle 5 ispulserend;
ingeschakeld.
brandt continu

Uw FreeStyle 5apparaat is klaar
voor gebruik.

Indicator

Nee(Groen)pulserend;
knippert

De zuurstof wordt
door de FreeStyle 5
pulserend geleverd.

Blijf de FreeStyle
5 normaal
gebruiken.

Indicator

Nee

Indicator
spanningsniv
eau

Oplaadniveau vande batterij.

Opladen zoals
aangegeven.

Geluidssignaal

Continu:één pieptoon (piep)(Geel)
geluidssignaal; lampjebrandt continu

Het apparaat heeftgedurende devooraf ingestelde tijd
geen ademhaling
waargenomen.

Controleer decanuleaansluiting. Zorg
ervoor dat u door
uw neusademhaalt. Neem
als hetgeluidssignaal
aanhoudt, contact
op met deleverancier van
uw apparaat.

Geluidssignaal

Onderbroken:
één pieptoon (piep)

25% (geel)
geluidssignaal
BATT;knipperend
batterijlampje

Het batterijvoltage is
te laag om de
FreeStyle 5 te laten
werken.

Sluit de FreeStyle
5 onmiddellijk aan
op een DCstopcontact of op
een ACstopcontact.

Geluidssignaal

Onderbroken:
twee pieptonen(piep, piep)

25% (geel)
BATT;knipperend
batterijlampje

Apparaatuitgeschakeld door
te lagebatterijspanning.

Sluit de FreeStyle
5 onmiddellijk aan
op een DCstopcontact of op
een ACstopcontact.

MN167-1 rev. D

Betekenis

Actie

NL-31

FreeStyle 5™

NL

Geluidssignaal

Kort onderbroken:
drie pieptonen(piep, piep, piep...)(Geel) alarm;knipperend
lampjeDeademhalingssnelhei
d ligt hoger dan decapaciteit van het
FreeStyle 5apparaat .

Geluidssignaal

Kort onderbroken:
drie pieptonen(piep, piep, piep...)(Rood)Er heeft zich een
alarmlampje;
algemene storingbrandt continu in het FreeStyle 5apparaat
voorgedaan.

Verlaag uw
inspanningsniveau
en gebruik zonodig
een andere
zuurstofbron,indien beschikbaar.
Neem contact op
met de leverancier
van uw apparaat.
Schakel het
apparaat uit.
Schakel over op
een andere
zuurstofbron enneem contact
op met deleverancier van
uw apparaat.

Twee weergaven:
Alarmsituatie (geel)
Algemene storing (rood)

Afbeelding 16: Alarmlampje

MN167-1 rev. D

NL-32

FreeStyle 5™

NL

Reiniging, verzorging en het juiste onderhoud
Kast
Schakel het FreeStyle 5-apparaat uit en haal het netsnoer uit de
FreeStyle 5 voordat u de kast schoonmaakt.

Breng een vloeistof nooit rechtstreeks aan op het FreeStyle 5apparaat om het te reinigen. Volgens opgave van de
kunststoffabrikant bevat de lijst met ongewenste chemicaliën
onder meer de volgende middelen: alcohol en producten op
alcoholbasis, producten op basis van geconcentreerde chlorine(ethyleenchloride) en producten op oliebasis (Pine-Sol, Lestoil).
Deze producten mogen NIET worden gebruikt voor het reinigen
van de kunststoffen behuizing van de FreeStyle 5 omdat ze het
kunststof van het apparaat kunnen aantasten.

Vervang de verwijderbare canule zoals wordt aanbevolen doorde fabrikant of door de leverancier van uw apparaat. Bij deleverancier van uw apparaat zijn extra canules verkrijgbaar.

Houd het FreeStyle 5-apparaat schoon en vocht- en stofvrij.
Reinig de kunststofbehuizing periodiek met een pluisvrije doek ofmet een niet-agressief schoonmaakmiddel voor huishoudelijk
gebruik op een vochtige doek of spons. Besteed speciale
aandacht aan de zuurstofuitgang voor de aansluiting van decanule en zorg ervoor dat deze altijd vrij is van stof, water enverontreinigingen.

Neem alle aanwijzingen van de fabrikant in acht om tevoorkomen dat de AirSep-garantie niet meer geldig is.

MN167-1 rev. D

NL-33

FreeStyle 5™

NL

FilterLuchtingangfilter
Haal minimaal eens per week de deksel onderaan aan de voorkant van het
apparaat los en was de luchtingangfilter die zich aan de binnenkant van de dekselbevindt (raadpleeg het hoofdstuk over de filter in deze handleiding). Afhankelijk
van uw gebruiksomstandigheden kan de leverancier van uw apparaat u adviseren
de filter vaker te reinigen. Volg voor het goed reinigen van de luchtingangfilter devolgende stappen op:
1.

Verwijder de filter uit de deksel voor de luchtingangfilter en was deze ineen warme oplossing van water met zeep.

2.

Spoel de filter goed af en verwijder overtollig water met een zachte,
absorberende handdoek. Controleer of de filter droog is voordat u dezeterugplaatst.

3.

Zet de droge filter terug op zijn plaats.
Gebruik de FreeStyle 5 niet zonder de luchtingangfilter. Als een
tweede filter is meegeleverd, plaatst u de 'reservefilter' voordat u
de vuile filter reinigt.

AirSep raadt sterilisatie van dit apparaat niet aan.

Draagtas
Reinig de draagtas en draagband uitsluitend met een warm sopje en een borstel(doordrenk de tas niet) en laat ze daarna aan de lucht drogen. U mag de tas niet
in een wasmachine of droger stoppen.

MN167-1 rev. D

NL-34

FreeStyle 5™

NL

Accessoires FreeStyle 5
AirSep raadt u aan om naast de neuscanule geen andere accessoires incombinatie met de FreeStyle 5 te gebruiken, behalve de hieronder vermelde
accessoires die door AirSep via de leverancier van uw apparaat worden geleverd.
Het gebruik van accessoires die niet in de onderstaande lijst voorkomen, kan het
functioneren en/of de veiligheid van de FreeStyle 5 draagbare
zuurstofconcentrator nadelig beïnvloeden.
Onderdeelnummer / Beschrijving
PW021-1 AC-adapter (PW021 snoerlengte 1,4 m) met CD023-1 netsnoer
120 VAC (2,4 m)
PW021-2 AC-adapter met CD017-2 Europees netsnoer (2,5 m)
PW021-3 AC-adapter met CD025-1 Australisch netsnoer 250 VAC (2,6 m)
PW021-4 AC-adapter met CD017-4 Brits netsnoer (2,5 m)
PW024-1 DC-adapter inclusief netsnoeradapter(snoerlengte aan de kant van de auto-adapter 1 m; snoerlengte aan de kantvan het stopcontact 0,9 m)
BT017-1 AirBelt met adapter (BT017 verlengde snoerlengte 1,2 m) met
CD023-1 netsnoer 120 VAC
2,4 m
BT017-2 AirBelt met adapter met CD017-2 Europees netsnoer (2,5 m)
BT017-3 AirBelt met adapter met CD025-1 Australisch netsnoer 250 VAC (2,6m)
BT017-4 AirBelt met adapter met CD017-4 Brits netsnoer (2,5 m)
MI194-1 luchtingangfilter
MI 371-1 draagtas
MI284-1 schoudergordel waarmee de meegeleverde draagtas voor de
FreeStyle 5 in een rugzak kan worden veranderd
MI240-2 AirBelt-verlenger
MI372-1 tas voor alle accessoires
MI378-1 draagkarretje
Met uitzondering van kabels en adapters die door de fabrikant
van de medische apparatuur als reserveonderdelen voor
interne componenten worden verkocht, kan het gebruik van
andere kabels en adapters dan hier worden gespecificeerd
door een lagere beschermingsgraad een hogere uitstoot van
de FreeStyle 5 veroorzaken.

MN167-1 rev. D

NL-35

FreeStyle 5™

NL

Onderdelen waarmee de patiënt direct of indirect incontact komt
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Behuizing concentrator............................Valtra/ABS/Polystyreen
Bedieningspaneel concentrator ...............Polyester EBG7 ofgelijkwaardig
Deur bedieningspaneel ..........................Polycarbonaat
Handgreep concentrator .........................Polycarbonaat
Gasuitgang, spuitstuk .............................Polycarbonaat
Luchtingangfilter .....................................Schuim, polyester
Etiket apparaat .......................................Lexan
Voetstuk apparaat ..................................Polyurethaan
Snoeraansluitingen .................................Polycarbonaat/vinylchloride
Netsnoer(en) ...........................................PVC, metaal
Stroomvoorziening ..................................Lexan 940 (polycarbonaat)
Draagtas Concentrator ............................100% polyester microvezel
met PVC-rug
Draagtas batterij, riem en band ..............100% polyester microvezel
met PVC-rug
Draagkarretje ..........................................Polypropyleen kunststof, staal
en aluminium
Verpakking .............................................Dubbel versterkt golfkarton

Reservevoorraad zuurstof
Mogelijk adviseert de leverancier van uw apparaat een andere bron voor
aanvullende zuurstoftherapie om te gebruiken als zich een mechanische storingof een stroomonderbreking voordoet.

Opsporen en oplossen van problemen
Het FreeStyle 5-product is ontworpen voor jarenlang storingsvrij gebruik.
Als uw FreeStyle 5 draagbare zuurstofconcentrator niet goed werkt, raadpleeg dan
de tabel op de bladzijden hierna voor het opsporen en oplossen van problemen enneem zonodig contact op met de leverancier van uw apparaat.

Verricht geen andere onderhoudswerkzaamheden dan demogelijke oplossingen die in deze handleiding worden vermeld.

MN167-1 rev. D

NL-36

FreeStyle 5™

NL

Probleem

Mogelijke oorzaak

OplossingDe FreeStyle 5
werkt niet als deknop voor selectie
van pulserende
toevoer wordt
ingedrukt.

De batterij is leeg.

Sluit het apparaat voor destroomvoorziening aan op
een DC-stopcontact of een
AC-stopcontact.

Er klinkt een
aanhoudend
geluidssignaal enhet (gele)
alarmlampje
knippert.

De FreeStyle 5
heeft gedurende
15 minuten geen
ademhaling
waargenomen.

Storing.

Neem contact op met deleverancier van uw apparaat
en gebruik indien nodig een
andere zuurstofbron.
Controleer de canuleaansluiting.
Zorg ervoor dat decanuleslang niet is geknikt.
Controleer of de canule juist
is geplaatst en of u door uw
neus ademhaalt. Voor
ademen door uw mond kan
uw arts een kinband
aanbevelen.

Er klinkt een
onderbroken
geluidssignaal enhet (gele) lampje
knippert.

De batterij moet
worden opgeladen.

Sluit het apparaat binnen
2 minuten aan op een
DC-stopcontact of een
AC-stopcontact, of op de
optionele AirBelt.

Er klinkt een
onderbroken
geluidssignaal, het(gele) lampje
knippert en de
FreeStyle 5 schakelt
zichzelf uit.

De batterijspanningis te laag om de
FreeStyle 5 te laten
werken.

Sluit het apparaat onmiddellijk
aan op een DC-stopcontact ofop een AC-stopcontact.

Onderbroken
geluidssignaal,
waarbij het (gele)
alarmlampje
knippert.

Deademhalingssnelheid
ligt hoger dan decapaciteit van het
FreeStyle 5-apparaat.

Verlaag uw inspanningsniveau
en schakel het apparaat uit enweer aan om het te resetten.
Stap zo nodig en indienbeschikbaar over op een
andere zuurstofbron en neem
contact op met de leverancier
van uw apparaat.

MN167-1 rev. D

NL-37

FreeStyle 5™

NL

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Snel onderbroken
geluidssignaal enhet (rode)alarmlampje brandt
continu.

Er is een algemene
storing opgetreden.

Schakel indien mogelijk overop een andere zuurstofbronen neem contact op met deleverancier van uw apparaat.

Apparaat start niet
op batterijstroom.

Het apparaat kan tewarm of te koud zijn
als het buitenshuis,
zoals in een auto,
is achtergelaten.

Laat het apparaat op normale
werktemperatuur komen.
Dit kan enkele minuten duren
als het is blootgesteld aan
extremetemperatuursomstandigheden.
Sluit uw apparaat via devoedingsingang zonodig
tijdelijk aan op een ACstopcontact of een DCstopcontact om de interne
batterij van het apparaat teresetten.

Vertraagd starten
met het opladen vande interne batterij.

De temperatuur van
de interne batterij
valt buiten de
bedrijfstemperatuur.

Het apparaat mag worden
gebruikt, het opladen wordt
echter pas hervat als debatterijtemperatuur weer
binnen het normale bereik is.
(Zie opmerkingen over debatterijlader.)Het apparaat geeft
een geluidssignaal
af terwijl het in een
auto wordt gebruikt
en is aangesloten
op het DCstopcontact.

Het apparaat krijgt
geen stroom als debatterij leeg is en het
DC-stopcontact geenstroom levert.

Koppel het apparaat los van
het DC-stopcontact van deauto, start de auto opnieuw ensluit de DC-adapter daarna
opnieuw aan op het DCstopcontact van de auto om
de stroomonderbreker in deDC-adapter te resetten.

Alle andere
problemen.

MN167-1 rev. D

Schakel indien mogelijk overop een andere zuurstofbronen neem contact op met deleverancier van uw apparaat.

NL-38

FreeStyle 5™

NLSpecificaties FreeStyle 5
Zuurstofconcentratie:*stand 1-5 voor pulserende toevoer: komt overeen
met een continue toevoer van 90% zuurstof +5,5% /-3%Dosis pulserende
toevoer:

Instelling 1: 8,75 ml ± 15%
Instelling 2: 17,5 ml ± 10%
Instelling 3: 26,5 ml ± 10%
Instelling 4: 35,0 ml ± 10%
Instelling 5: 43,75 ml ± 10%

Afmetingen:27,2 cm hoog x 16,8 cm breed x 11,2 cm diep

Gewicht:

2,81 kg (6,2 lb); 0,8 kg (1,8 lb) optionele AirBelt

Stroom:AC-adapter: ingang: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 2A |uitgang: 15 V
DC-adapter: ingang: 12-24 VDC, 15 A max | uitgang:
15 VDC, 8 A max

Levensduur batterij(Herlaadbare
lithiumbatterij)

5 LPM – 1 uur; 4 LPM – 1 uur, 15 minuten; 3 LPM –1 uur, 30 minuten; 2 LPM – 2 uur; 1 LPM – 3 uur
Optionele AirBelt in combinatie met de interne
batterij:
5 LPM – 2 uur, 30 minuten; 4 LPM – 3 uur; 3 LPM –3 uur, 30 minuten;
2 LPM – 4 uur, 30 minuten; 1 LPM – 7 uur

Oplaadtijd batterij:

3 uur 15 minuten; optionele AirBelt: 3 uur

Opstarttijd bij eerste
maal opstarten

2 minuten

Aantal oplaadcycli perbatterij:

Ongeveer 300 cycli, daarna wordt de capaciteit 80%
of lager.

Geluidssignalen enpulserende zichtbare
indicatorlampjes:

Opstarten

MN167-1 rev. D– hoorbaar en zichtbaar(GROEN indicatorlampje)
Pulserende toevoer– zichtbaar (GROEN
indicatorlampje);
Batterijstatus– batterijniveau (GROENE
indicatorlampjes);
Batterijspanning laag – hoorbaar en zichtbaar(GEEL alarmlampje);
Uitschakelen batterij – hoorbaar en zichtbaar(GEEL alarmlampje);
Canule losgeraakt– hoorbaar en zichtbaar(GEEL alarmlampje);
Overbelasting van het systeem – hoorbaar en
zichtbaar (GEEL
alarmlampje);
Algemeen defect– hoorbaar en zichtbaar(ROOD alarmlampje);

NL-39

FreeStyle 5™

NL**Temperatuurbereik:

Bedrijfstemperatuur:
5 °C tot 40 °C (41 °F tot 104 °F)(Relatieve vochtigheid van maximaal 95% (nietcondenserend).
Bewaartemperatuur:-20 °C tot 60 °C (-4 °F tot 140 °F)**Maximale
horizonshoogte voor
gebruik:

tot 3.657,60 m (483 mmHg). Bij een hogere
horizonshoogte wordt de werking mogelijk beïnvloed*Gebaseerd op een atmosferische druk van 101 kPa (14,7 psi) bij 21 °C (70 °F)**Als het apparaat wordt gebruikt onder omstandigheden die buiten deze specificaties vallen,dan is het mogelijk dat de concentrator niet meer in staat is om bij de hogere toevoerstanden degewenste zuurstofconcentratie te leveren.

MN167-1 rev. D

NL-40

FreeStyle 5™

NL'Vervolg specificaties'
Voor medische apparatuur zijn speciale voorzorgsmaatregelen vereist met
betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en deze apparatuur
moeten worden geïnstalleerd en onderhouden in overeenstemming met de
EMC-informatie in dit hoofdstuk.
Richtlijnen en verklaring van de fabrikant ± elektromagnetische immuniteit
De FreeStyle 5 is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant ofde gebruiker van de FreeStyle 5 moet ervoor zorgen dat het gebruik van het apparaat in een dergelijke omgeving
plaatsvindt.

IMMUNITEITSTEST

IEC 60601
testniveau

Compliantieniveau

Elektrostatische
ontlading (ESD)± 6 kV contact± 6 kV contact

IEC 61000-4-2± 8 kV lucht± 8 kV lucht

Snelle elektrischetransiënten/burst± 2 kV voor
voedingskabels± 2 kV voor
voedingskabels

IEC 61000-4-4± 1 kV voor in/uitgangskabels

Niet van toepassing

Piekspanning± 1 kV tussen de
fasen onderling± 1 kV tussen de fasen
onderling± 2 kV tussen faseen aarde± 2 kV tussen fase enaarde< 5% UT(> 95% verlaging
in UT)
voor 0,5 cyclus< 5% UT(> 95% verlaging in UT)voor 0,5 cyclus

IEC 61000-4-5

Kortstondige
spanningsdalingen en-onderbrekingen en
spanningsvariaties inde netvoeding
IEC 61000-4-11

40% UT(60% verlaging in
UT)voor 5 cycli
70% UT(30% verlaging in
UT)voor 25 cycli

40% UT(60% verlaging in UT)voor 5 cycli
70% UT(30% verlaging in UT)voor 25 cycli

Elektromagnetischeomgeving ± richtlijnen
De vloer moet van hout, beton ofkeramische tegels zijn. Als een vloer
is voorzien van een vloerbedekking
van synthetisch materiaal, dan moetde relatieve luchtvochtigheid ten
minste 30% bedragen.
De kwaliteit van de netvoeding moetgelijk zijn aan die in een normalecommerciële of ziekenhuisomgeving.

De kwaliteit van de netvoeding moetgelijk zijn aan die in een normalecommerciële of ziekenhuisomgeving.

De kwaliteit van de netvoeding moetgelijk zijn aan die in een normalecommerciële of ziekenhuisomgeving.
Als de gebruiker de FreeStyle 5
tijdens netvoedingsonderbrekingenmoet kunnen blijven gebruiken, dan
is het raadzaam om de FreeStyle 5
te voeden vanuit een
ononderbreekbare voeding (UPS) of
een accu.

< 5% UT(> 95% verlaging in UT)voor 5 s< 5% UT(> 95% verlaging
in UT)
voor 5 s
Netfrequentie
magnetische veld

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-8

De magnetische velden vanstroomfrequenties dienen van een
niveau te zijn dat kenmerkend is voor
een normale locatie in een normalecommerciële of ziekenhuisomgeving.

OPMERKING UT is de netspanning vóór toepassing van het testniveau.

MN167-1 rev. D

NL-41

FreeStyle 5™

NL

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant ± elektromagnetische immuniteit
De FreeStyle 5 is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant ofde gebruiker van de FreeStyle 5 moet ervoor zorgen dat het apparaat in een dergelijke elektromagnetischeomgeving wordt gebruikt.

IMMUNITEITSTEST

IEC 60601
TESTNIVEAU

Compliantieniveau

Geleide RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms150 kHz tot
80 MHz3 VrmsUitgestraalde RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz tot
2,5 GHz

3 V/mElektromagnetische omgeving ±richtlijnen
Bij gebruik van draagbare en mobiele RFcommunicatieapparatuur in de buurt van
enig onderdeel van de FreeStyle 5, met
inbegrip van kabels, dient minimaal deaanbevolen afstand te worden
aangehouden die wordt berekend met
behulp van de vergelijking die geldt voor
de frequentie van de zender.
Aanbevolen afstandD = 1,2 x √P

D = 1,2 x √P van 80 MHz tot 800 MHz
D = 2,3 x √P van 800 MHz tot 2,5 GHz
waarbij P het maximale
uitgangsvermogen van de zender in watt(W) is volgens opgave van de fabrikant
van de zender, en waarbij d deaanbevolen scheidingsafstand in meters(m) is.
Veldsterktes van vaste RF-zenders, zoals
vastgesteld door een ter plaatse
uitgevoerd elektromagnetisch onderzoek(a), dienen lager te zijn dan het
nalevingsniveau in elk frequentiebereik.
(b)
Er kan storing optreden in de buurt van
apparatuur die is voorzien vanonderstaand symbool:

OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing.
OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Overdracht van
elektromagnetische energie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van gebouwen, voorwerpen en mensen.
a. De veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor mobiele of draadloze telefoons en landmobieleradio's, amateurzenders, AM- en FM-radiozenders en TV-zenders, kunnen niet nauwkeurig theoretisch worden
voorspeld. Voor de beoordeling van de elektromagnetische omgeving in samenhang met vaste RF-zenders moet
een elektromagnetisch locatieonderzoek worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar de
FreeStyle 5 wordt gebruikt hoger is dan het eerder vermelde HF-compliantieniveau dat van toepassing is, moet
worden gecontroleerd of de FreeStyle 5 normaal functioneert. Als wordt opgemerkt dat de werking niet normaal
is, kunnen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, zoals het draaien of verplaatsen van de FreeStyle 5.
b. Boven het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moet de veldsterkte minder dan 3 V/m zijn.

MN167-1 rev. D

NL-42

FreeStyle 5™

NL

Aanbevolen afstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur
en de FreeStyle 5
De FreeStyle 5 is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-storingen
onder controle worden gehouden. De klant of de gebruiker van de FreeStyle 5 kan bijdragen aan het voorkomen vanelektromagnetische interferentie door een minimale afstand te bewaren tussen draagbare en mobiele RFcommunicatieapparatuur (zenders) en het FreeStyle 5 volgens de onderstaande aanbevelingen, al naar gelang het
maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.

Nominaal
maximaal
uitgangsvermogen
van zender
W

Scheidingsafstand op basis van frequentie van de zender(m)van 150 kHz tot 80
MHz
d = 1,2 x √P

van 80 MHz tot
800 MHzd = 1,2 x √P

van 800 MHz tot
2,5 GHzd = 2,3 x √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Voor zenders met een hierboven niet vermeld nominaal maximaal uitgangsvermogen kan de aanbevolen afstand din meters (m) worden geschat met behulp van de vergelijking voor de desbetreffende zenderfrequentie. Hierin is P
het maximale uitgangsvermogen in watt (W) volgens opgave van de fabrikant van de zender.
OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.
OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Overdracht van
elektromagnetische energie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van gebouwen, voorwerpen en mensen.

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant ± elektromagnetische emissies
De FreeStyle 5 is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant ofde gebruik van het van de FreeStyle 5 moet ervoor zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt
plaatsvindt.

Emissietest

Compliantie

RF-emissies
CISPR 11

Groep 1

RF-emissies
Klasse B
CISPR 11
Harmonische emissies

Elektromagnetische omgeving - richtlijn
De FreeStyle 5 gebruikt alleen RF-energie voor internefuncties. Als gevolg hiervan is de RF-emissie uitermate laagen is het niet waarschijnlijk dat hierdoor storingen kunnen
worden veroorzaakt bij elektronische apparaten in de nabijeomgeving.
De FreeStyle 5 is geschikt voor gebruik in elke omgeving, met
inbegrip van de huiselijke omgeving en gebouwen die
rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare
laagspanningsnetwerk dat gebouwen voor huishoudelijke
doeleinden van stroom voorziet.

Klasse A
IEC 61000-3-2
Spanningsschommelingen/ flikkeremissies

VoldoetIEC 61000-3-3

MN167-1 rev. D

NL-43

FreeStyle 5™

NLClassificatieType bescherming tegen elektrische schokken:
Klasse II Bescherming tegen elektrische schokken wordt gerealiseerddoor dubbele isolatie.
Mate van bescherming tegen elektrische schokken:
Type BF Apparatuur die een bepaalde mate van bescherming biedt
tegen elektrische schokken voor wat betreft
1) toegestane lekstroom;2) de betrouwbaarheid van de beschermende
aardverbinding (indien aanwezig).
3) Niet bestemd voor directe cardiale toepassing.
Onafhankelijke tests voor de norm voor medische elektrische apparatuur:
Getest voor compliantie met
IEC 60601-1 Medische elektrische apparatuur – Deel 1:
Algemene veiligheidsvoorschriftenGetest voor compliantie met de toepasselijke vereisten vande Norm
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1-08 M90 Medische elektrische
apparatuur - Deel 1: Algemeen Vereisten voor Veiligheid
Bescherming tegen potentiële elektromagnetische of andere interferenties
tussen de apparatuur en andere apparaten.
Getest voor compliantie met
IEC 60601-1-2 Medische elektrische apparatuur, Deel 1:
Algemene veiligheidsvereisten - collaterale norm: Elektrische
compatibiliteit - Vereisten en testen
RTCA-DO160 Apparatuur voor gebruik door de lucht,
Sec. 21, Emissie van radiofrequente energie
CISPR 11 / EN 55011 Klasse B Groep 1, 'Industriële,wetenschappelijke en medische (ISM) apparatuur'
FCC Deel 15, Subdeel B – Klasse B Onbedoelde uitzenders
Toegestane methoden voor reiniging en infectiebestrijding:
Zie het hoofdstuk 'Reiniging, verzorging en het juiste
onderhoud' in deze FreeStyle 5 handleiding voor patiënten.
Mate van veiligheid van het gebruik van het apparaat in aanwezigheid van
ontvlambare anesthetica:
Apparatuur niet geschikt voor een dergelijke toepassing.
Bedrijfsmodus:
Continu gebruik.

MN167-1 rev. D

NL-44

FreeStyle 5™

NL

Europees vertegenwoordiger:
Medical Product Services GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany
E-mail: info@mps-gmbh.eu

MN167-1 rev. D

NL-45

FreeStyle 5™

PT

NÃO UTILIZE ESTE EQUIPAMENTO ANTES DE LER ECOMPREENDER BEM ESTE MANUAL. SE NÃO ENTENDER
OS AVISOS E INSTRUÇÕES, PROCURE O FORNECEDORDO EQUIPAMENTO ANTES DE TENTAR UTILIZÁ-LO;
CASO CONTRÁRIO, PODE HAVER LESÕES CORPORAISOU DANOS PATRIMONIAIS.
Fumar e usar oxigênio ao mesmo tempo é a principal causa
de lesões e mortes em incêndios. Observe sempre asadvertências abaixo:
Proíba o fumo, velas e chamas abertas na sala em queo dispositivo está instalado ou a 1,52 metro (5 pés) dos
acessórios que transportam oxigênio.
Fumar e usar cânula de oxigênio ao mesmo tempo pode causar
queimaduras no rosto ou até matar.
Remover a cânula e colocá-la sobre roupas de cama, sofás ou
outros estofamentos pode causar combustão abrupta se houver
um cigarro acesso, chama ou outra fonte de calor.
Se você fuma, esses três passos podem salvar sua vida:
Desligue o concentrador de oxigênio, retire a cânula e saia dasala onde se encontra o dispositivo.

Coloque avisos indicando "PROIBIDO FUMAR – Oxigênio"em locais bem visíveis na residência ou outros lugares onde
o concentrador de oxigênio for utilizado. Os pacientes
e cuidadores devem ser informados sobre os perigos de fumar
ao usar oxigênio médico ou na presença desta substância.

FreeStyle 5™

PTÍNDICE
Concentrador de Oxigênio Portátil
AirSep® FreeStyle™5
Concentrador de Oxigênio Portátil AirSep FreeStyle™5
SímbolosPor que seu médico prescreveu oxigênio
O que é o Concentrador de Oxigênio Portátil FreeStyle 5?
Perfil do operador
FreeStyle 5 em viagens aéreas: Aprovado pela FAA (EUA)
Regras de segurança importantes
Regras de segurança importantes para o AirBelt opcional
Modo de começar a usar o Concentradorde Oxigênio Portátil FreeStyle 5
Carregamento da bateria
Cânula nasal
Componentes da unidade FreeStyle 5
Instruções de operação
Fontes de alimentação
Filtros
Ajuste do seletor de fluxo
Indicadores de alarme/luminosos
Como reagir aos indicadores de alarme/luminosos
do FreeStyle 5
Limpeza, cuidados e manutenção correta
Gabinete
FiltroBolsa para transporte
Acessórios do FreeStyle 5Materiais em contato direto ou indireto com o paciente
Suprimento de oxigênio reserva
Resolução de problemas
Especificações do FreeStyle 5Classificação

PT1
PT1-2
PT3
PT3
PT4
PT4
PT5-11
PT12
PT13-17
PT17-20
PT20-21
PT21-22
PT23
PT24-25
PT25-26
PT27-28
PT28-29
PT30-31
PT32-33
PT32
PT33
PT33
PT33-34
PT35
PT35
PT35-37
PT38-42
PT43

FreeStyle 5™

PT

Concentrador de Oxigênio Portátil AirSep FreeStyle™5
Este manual do paciente descreve o modo de usar o Concentrador de Oxigênio
Portátil (COP) AirSep FreeStyle™5. Antes de começar a usar o FreeStyle 5, leia
e compreenda bem todas as informações neste manual. Se tiver alguma dúvida,o fornecedor do equipamento estará disponível para esclarecê-las.

SímbolosO equipamento e o manual utilizam alguns símbolos em vez de palavras para
reduzir a possibilidade de mal-entendidos devido a diferenças entre idiomas.
Os símbolos também ajudam a explicar conceitos usando menos espaço.
A tabela a seguir mostra os símbolos e definições usados no Concentrador deOxigênio Portátil FreeStyle 5.
Símbolo

MN167-1 rev. D

Descrição

Símbolo

Descrição

Atenção: Descreveum perigo ou
prática inseguraque, se não forevitado, podecausar lesões
grave ou fatais ou
danos patrimoniais

Equipamento deClasse II com
isolamento duplo

Cuidado: Descreveum perigo ou
prática inseguraque, se não forevitado, pode
resultar em lesões
leves ou danos
patrimoniais

Atende à Diretiva
93/42/CEE, formulada
pela organização
aprovada Nº. 0459

Obs.: Apresenta
informações
importantes que
precisam ser
enfatizadas ou
repetidasAgência de segurança
para CAN/CSA C22.2
Nº. 60601-1-08 M90
para equipamento
eletromédico

PT-1

FreeStyle 5™

RTCA/DO-160 Section 21
Category M Compliant

PT

Consulte os
documentos que
acompanhama unidadeMantenha a unidadee os acessórios secosNão use óleo nem
graxa

Descartar de modo
apropriado paraequipamentos
eletroeletrônicos

Proibido fumarNão desmontar

Equipamento
tipo BF

Consulte as
instruções de uso

Este lado para cima

Frágil: Manusear com
cuidadoNão expor achamas abertas

COP aprovado pela
FAA (EUA)

Aviso deconformidade com
RTCA DO160,
seção 21, categoria
M. Requisito SFAR
106 da FAA

Consulte as
instruções

Método de descarte de materiais utilizados: Todos os resíduos do
Concentrador de Oxigênio AirSep FreeStyle 5 da devem ser descartados usando
métodos apropriados especificados pelas autoridades locais.
Método de descarte do dispositivo: Para preservar o meio ambiente,o concentrador deve ser descartado usando métodos apropriados especificados
pelas autoridades locais.

MN167-1 rev. D

PT-2

FreeStyle 5™

PT

Por que seu médico receitou oxigênio
Muitas pessoas sofrem de doenças cardíacas, pulmonares e outros problemas
respiratórios. Em muitos casos, esses pacientes podem se beneficiar de terapia
de oxigenioterapia domiciliar, em viagens ou até durante atividades do dia-a-dia
fora de casa.
O ar ambiente que respiramos contém 21% de oxigênio. O organismo dependede um fornecimento constante de oxigênio para funcionar adequadamente.
O médico prescreveu um fluxo ou quantidade específica de oxigênio para tratar
seu problema respiratório.
Embora o oxigênio não vicie, a oxigenioterapia sem orientação médica pode ser
perigosa. Procure sempre orientação médica antes de usar este concentrador deoxigênio. Peça ao fornecedor do seu equipamento de oxigênio uma demonstração
de como usar o Concentrador de Oxigênio Portátil FreeStyle 5.

O que é o Concentrador de Oxigênio Portátil FreeStyle 5?
Os concentradores de oxigênio surgiram em meados da década de 70 e hoje são aforma mais conveniente e confiável de administrar oxigênio suplementar,pois são
mais econômicos, eficientes e seguros que os cilindros de oxigênio sob alta pressão
ou oxigênio líquido. O concentrador fornece todo o oxigênio necessário, sem anecessidade de transportar de cilindros ou ampolas.
O ar que respiramos contém cerca de 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1%de outros gases. Na unidade FreeStyle 5 o ar ambiente passa através de um
material regenerativo e absorvente chamado "peneira molecular",que separao oxigênio do nitrogênio,criando um fluxo de oxigênio concentrado que chegaao paciente.
O FreeStyle 5 combina tecnologias avançadas de concentração e conservação
de oxigênio, tornando o concentrador de oxigênio portátil, de alta capacidade
e leve, pesando apenas 2,8 kg (6,2 lb). O FreeStyle 5 produz com eficiência seu
próprio oxigênio o fornece pulsos rápidos de oxigênio no início dainspiração,eliminando assim o desperdício que ocorre em dispositivos de oxigênio
de fluxo contínuo, que fornecem oxigênio também durante a expiração. O oxigênio
pulsátil produz o mesmo resultado que o fluxo contínuo. O FreeStyle 5 produz oequivalente a 5 lpm (litros por minuto) e é leve e portátil, podendo ser usado fora
de casa.
O FreeStyle 5 pode usar quatro tipos diferentes de fonte de energia. (Consultea seção "Fontes de alimentação" deste manual.)

MN167-1 rev. D

PT-3

FreeStyle 5™

PT

Perfil do usuário
Os concentradores AirSep fornecem oxigênio suplementar a indivíduos com
desconforto devido a doenças que reduzem a eficiência de seus pulmões emtransferir o oxigênio no ar para sua corrente sanguínea. Os COPs sãoconvenientes porque não precisam ser reabastecidos, ao contrário de sistemas
com tanque de O2). Com isso, o usuário pode usar o equipamento em casa
sozinho e se deslocar dentro e fora de sua residência, melhorando a mobilidadee o estilo de vida geral. O concentrador de oxigênio é fornecido sob prescrição
médica e não deve ser usado como equipamento de suporte à vida.
Embora a oxigenioterapia possa ser prescrita a pacientes de todas as idades, os
pacientes geralmente têm mais de 65 anos e sofrem de doença pulmonar
obstrutiva crônica (DPOC). A maioria desses pacientes possui boa capacidade
cognitiva e precisa ser capaz de informar que está sentindo desconforto. Se
o usuário for incapaz de comunicar desconforto ou de ler e entender as
informações e instruções de uso do concentrador, o aparelho devera ser utilizado
apenas sob a supervisão de quem possa fazer essas coisas. Em caso dedesconforto ao usar o concentrador, os pacientes devem procurar um profissionalde saúde. Os pacientes também devem manter oxigênio de reserva disponível(cilindro de oxigênio) para caso haja falta de energia ou defeito do concentrador.
A utilização do concentrador não requer outras habilidades ou qualificações
específicas.

FreeStyle 5 em viagens aéreas: Aprovado pela FAA (EUA)O FreeStyle 5 foi aprovado pela US Federal Aviation Administration (FAA) para
fornecer oxigênio a passageiros durante voos comerciais através de uma emenda
ao SFAR 106 promulgada em 2012.
Além disso, a partir de 13 de maio de 2009, um novo regulamento do
Departamento de Transportes (DOT)/FAA determinou que as companhias aéreas
dos EUA e voos vôos internacionais com origem ou destino nos EUA devem
permitir que passageiros com concentradores de oxigênio portáteis aprovados
pela FAA utilizem o equipamento a bordo conforma haja necessidade médica.
Procure informações atualizadas sobre políticas relacionadas a POC junto àscompanhias aéreas com as quais gostaria de viajar.

MN167-1 rev. D

PT-4

FreeStyle 5™

PT----[Leia a seção "Regras de segurança importantes" antes de começar
a operar este equipamento.]----

Regras de segurança importantes
Leia atentamente as informações apresentadas a seguir sobre como usaro Concentrador de Oxigênio Portátil FreeStyle 5 com segurança.
Este dispositivo fornece oxigênio altamente concentrado, queé capaz de iniciar combustão. Nunca permita a presença decigarros acesos ou chamas na mesma sala que: (1) este
dispositivo; ou (2) acessórios de oxigenioterapia. Caso
contrário, pode haver incêndios, danos patrimoniais, lesões
graves ou até mortes.

Em caso de desconforto ou emergência médica, procureassistência médica imediatamente.

Não aqueça acima de 60 °C (140 °F)

Essa unidade não deve ser usada para suporte à vida.
Pacientes geriátricos, pediátricos ou incapazes de comunicar
desconforto podem precisar de acompanhamento adicional.
Pacientes com dificuldades auditivas ou visuais precisam deauxílio para monitorar os alarmes
Não use óleo, graxa, derivados de petróleo ou outros produtos
inflamáveis nos acessórios que carregam oxigênio ou na
unidade FreeStyle 5. Use apenas líquidos e lubrificantes àbase de água e compatíveis com oxigênio. O oxigênio acelera
a combustão de substâncias inflamáveis.
O uso incorreto da bateria do FreeStyle 5 pode sobreaquecer
ou incendiar a bateria, causando lesões graves. A bateria
nunca deve ser furada, golpeada, pisada, deixada cair ou
sujeita a choques ou impactos fortes.

MN167-1 rev. D

PT-5

FreeStyle 5™

PT

Ao usar o FreeStyle 5 ao ar livre com a fonte de alimentação
de CA, ligue a fonte apenas a tomadas com interruptor defalha de aterramento (GFI).
Risco de choque elétrico. Desconecte o cabo de alimentação
da tomada antes de limpar a unidade para evitar o risco dechoque elétrico. Somente o fornecedor do equipamento ou um
técnico qualificado devem remover as tampas ou fazer
manutenção na unidade.
Nunca molhe ou deixe entrar água no FreeStyle 5. Caso
contrário, o equipamento pode apresentar defeito ou parar defuncionar.

O uso de cabos e adaptadores diferentes dos especificados(exceto se vendidos pelo fabricante do equipamento
eletromédico para repor componentes internos) podeaumentar as emissões eletromagnéticas ou tornar o FreeStyle
5 mais sujeito a essas emissões.

É proibido modificar este equipamento.

O FreeStyle 5 não deve ser usado ao lado ou empilhado
sobre outros equipamentos. Se for preciso usar oequipamento ao lado ou sobre outro dispositivo, deve-se
observá-lo para verificar se está funcionando normalmente.

A lei federal (EUA) permite a venda ou o aluguel deste
dispositivo apenas a médicos ou outros profissionais de saúde
autorizados.

MN167-1 rev. D

PT-6

FreeStyle 5™

PT

Em caso de alarme ou se o FreeStyle 5 parar de funcionar
corretamente, consulte a seção "Resolução de problemas"
deste manual. Se não puder resolver o problema, procure ofornecedor do equipamento.

O Concentrador de Oxigênio Portátil FreeStyle 5 pode ser
usado durante o sono se recomendado por um clínico
qualificado.

O funcionamento da unidade FreeStyle 5 em temperaturas fora
da faixa operacional normal pode prejudicar o desempenho,
aumentar o tempo de carregamento ou reduzir a vida útil dabateria. (Consulte a seção "Especificações" deste manual.)Não bloqueie a entrada de ar ou as aberturas de saída de ar.
Caso contrário, o FreeStyle 5 pode sobreaquecer e funcionalmal.

Não utilize a unidade em espaços restrito ou confinados(caixas ou bolsas pequenas) que possam reduzir a ventilação.
Caso contrário, o FreeStyle 5 pode sobreaquecer e funcionalmal.

Ao usar o FreeStyle 5 em automóveis, barcos ou em outras
fontes de CC com a fonte de alimentação de CC, verifique seo motor do veículo está funcionando antes de conectar a
unidade FreeStyle 5. Se a fonte de alimentação de CC não
funcionar e precisar ser reiniciada, desconecte-a da tomada deCC, ligue o veículo novamente e reconecte a fonte na tomada
de CC. Caso contrário, a fonte de alimentação pode não ser
capaz de suprir energia ao FreeStyle 5.

MN167-1 rev. D

PT-7

FreeStyle 5™

PT

Ao desligar o motor do veículo no qual o FreeStyle 5 estiver
sendo usado, desligue a unidade e retire-a do veículo. Não
guarde o FreeStyle 5 em ambientes muito frios ou quentes(p.ex. automóvel no sol). Se for usado ou guardado em
temperaturas fora da faixa normal, o desempenho do FreeStyle
5 pode ser prejudicado. (Consulte a seção "Especificações"deste manual.)
Se o FreeStyle 5 for guardado por períodos prolongados em
temperaturas fora da faixa operacional normal, deve-se
esperar que ele retorne à temperatura operacional normal
antes de ligá-lo. (Consulte a seção "Especificações" deste
manual.)Utilize apenas o nível de oxigênio receitado pelo médico.
Só altere a seleção de fluxo pulsátil conforme orientação
médica.

Substitua a cânula descartável conforme recomendado pelo
fabricante ou pelo fornecedor do equipamento. O fornecedor
do equipamento deverá ter peças de reposição em estoque.

Não coloque o concentrador em posições que dificultem oacesso ao cabo de alimentação.

O concentrador deve ficar em ambientes sem poluentes ou
vapores nocivos.

O equipo da cânula deve ser do tipo que não entorta e pode ter
até 7,6 metros (25 pés) de comprimento.

MN167-1 rev. D

PT-8

FreeStyle 5™

PT

Verifique se a cânula foi totalmente inserida e fixada. Com isso,o FreeStyle 5 detectará a inspiração corretamente para forneceroxigênio.

Guardar o FreeStyle 5 por períodos prolongados em
temperaturas elevadas ou com a bateria totalmente carregada
ou sem carga pode diminuir a vida útil total da bateria.

Dependendo da temperatura da bateria do FreeStyle 5, o ciclode carregamento pode demorar vários minutos para iniciar após
a unidade ser conectada à fonte de alimentação. Isso é normal
e serve para tornar o carregamento mais seguro.

A bateria do FreeStyle 5 não precisa estar totalmente
descarregada antes da recarga. Recomendamos carregar
a bateria do FreeStyle 5 após cada uso.

O carregamento pode demorar vários minutos a partir daconexão da alimentação, dependendo da temperatura
operacional interna da bateria. Isso é normal e serve para tornaro carregamento mais seguro. Essa situação é mais provável
quando a bateria tiver sido totalmente descarregada.

Quando conectada a alimentação de CA ou CC, a bateria da
unidade carrega até chegar à capacidade máxima, tanto sea unidade estiver funcionando como se estiver desligada.

Se a bateria interna descarregar totalmente e o FreeStyle 5
desligar, a unidade não poderá ser reiniciada com o AirBelt. Se
isso ocorrer, ligue o FreeStyle 5 à fonte de alimentação de CA
ou CC por um período de tempo curto para fornecer energia
suficiente para que a bateria interna inicie a unidade. Em
seguida, o AirBelt pode ser conectado para aumentar o tempo
de funcionamento.

MN167-1 rev. D

PT-9

FreeStyle 5™

PT

Se a fonte de alimentação do FreeStyle 5 permanecer
conectada quando a bateria estiver totalmente carregada, os
quatro LEDs apagarão em duas horas e meia.

No início, pode ser necessário conectar a fonte de alimentação
de CA ou CC do FreeStyle 5 à unidade FreeStyle 5 antes deusá-la pela primeira vez com a bateria. Talvez o fornecedor do
equipamento já tenha executado esse passo para você.

Use apenas a peça nº. FI194-1 da AirSep como filtro da entrada
de ar desta unidade.

Não use o FreeStyle 5 sem um filtro na entrada de ar. Se tiver
um filtro extra, instale-o antes de limpar o filtro sujo.

A AirSep recomenda não esterilizar este equipamento.

Não tente fazer outro tipo de manutenção além das soluções deproblemas listadas neste manual.

Equipamento de comunicações RF portátil e móvel pode afetar
equipamentos eletromédicos.

A bateria recarregável de íon de lítio usada na unidade FreeStyle
5 não precisa estar totalmente descarregada antes da recarga.
Recomenda-se carregar a bateria antes do uso,
independentemente do nível de carga.
A bateria carregará enquanto a unidade estiver desligada ou
funcionando a partir de uma fonte de CA ou CC.

MN167-1 rev. D

PT-10

FreeStyle 5™

PT

As baterias de lítio podem perder a capacidade de carregar
quando carregadas ou descarregadas totalmente ou expostas
a temperaturas altas demais. Para armazenamento prolongado,
recomenda-se que as baterias estejam 25% a 50% carregadas
e sejam mantidas a temperatura na faixa de 23 °C (73 °F) ± 2 °C.

Os sinais "PROIBIDO FUMAR – Oxigênio" devem ser exibidos
em locais bem visíveis na residência ou em qualquer lugar
onde o concentrador de oxigênio for utilizado. Os pacientes
e cuidadores devem ser informados sobre os perigos de fumar
ao usar oxigênio médico ou na presença deste matreial.

MN167-1 rev. D

PT-11

FreeStyle 5™

PT

Regras de segurança importantes para o AirBelt opcional
O uso incorreto do AirBelt pode sobreaquecer ou incendiar
a bateria, causando lesões graves. A bateria nunca deve ser
furada, golpeada, pisada, deixada cair ou sujeita a choques
ou impactos fortes.

Recoloque a tampa de segurança no cabo do AirBelt quandonão estiver em uso.

Não tente carregar o AirBelt opcional com a fonte dealimentação do FreeStyle 5 ou o AirBelt pode ser danificado.
Use somente a fonte de alimentação fornecida com o AirBelt
para carregar o AirBelt.
Dependendo da temperatura do AirBelt, o ciclo decarregamento pode demorar vários minutos para iniciar após aunidade ser conectada à fonte de alimentação. Isso é normal e
serve para tornar o carregamento mais seguro.

O AirBelt não precisa estar totalmente descarregado antes darecarga. Recomendamos carregar o AirBelt após cada uso.

As baterias de lítio podem perder a capacidade de carregar
quando carregadas ou descarregadas totalmente ou expostas
a temperaturas altas demais. Para armazenamento prolongado,
recomenda-se que as baterias estejam 25% a 50% carregadas
e sejam mantidas a temperatura na faixa de 23 °C (73 °F) ± 2°C.

MN167-1 rev. D

PT-12

FreeStyle 5™

PT[Leia a seção "Regras de segurança importantes" antes de começar
a operar este equipamento.]

Modo de começar a usar o Concentrador de Oxigênio
Portátil FreeStyle 5
A embalagem do FreeStyle 5 contém os seguintes itens, conforme mostrado nas
Figuras 1-3. Se algum componente estiver faltando, entre em contato com
o fornecedor de seu equipamento.
••••

Concentrador de Oxigênio Portátil FreeStyle 5 com bolsa paratransporte.
Manual do paciente (não mostrado)
Fonte de alimentação de CA (100-240 volts, 50/60 Hz) com cabo dealimentação.
Fonte de alimentação de CC para uso em veículos

Figura 1: Unidade FreeStyle 5

MN167-1 rev. D

PT-13

FreeStyle 5™

PT

Figura 2: Fonte de alimentação de CA com cabo de alimentação do FreeStyle 5

Figura 3: Fonte de alimentação de CC do FreeStyle 5

O acessório AirBelt (opcional) pode prolongar a duração da bateria. A embalagem
do AirBelt contém os seguintes itens, mostrados na Figura 4:••

Cinto para bateria AirBelt
Fonte de alimentação de CA (100-240 volts, 50/60 Hz) com cabo dealimentação
O uso incorreto do AirBelt do FreeStyle 5 pode sobreaquecer
ou incendiar a bateria, causando lesões graves.A bateria
nunca deve ser furada, golpeada, pisada, deixada cair ou
sujeita a choques ou impactos fortes.

MN167-1 rev. D

PT-14

FreeStyle 5™

PT

Antes de usar o equipamento, leia todos os avisos, advertências e notas
do AirBelt.
Consulte a pág. 9, "Regras de segurança importantes para o AirBelt opcional".
Os outros acessórios opcionais incluem uma alça (item nº.MI284-1) para usar abolsa de transporte do FreeStyle 5 como mochila conforme mostrado na Figura 5.
O FreeStyle 5 também pode ser usado na cintura passando-se o AirBelt ou outro
cinto pelas alças na bolsa para transporte do FreeStyle 5. (Ver a Figura 6.) A bolsade acessórios opcional (item nº. MI286-1) torna o deslocamento ainda maisconveniente, pois permite transportar todos os acessórios de alimentação,AirBelts (se houver) e alças para uso em qualquer lugar.

Figura 4: Fonte de alimentação de CA com cabo de alimentação do AirBelt

MN167-1 rev. D

PT-15

FreeStyle 5™

PT

Figura 5: Unidade FreeStyle 5 usada como mochila

Figura 6: Unidade FreeStyle 5 usada na cintura.

Recoloque a tampa de segurança no cabo do AirBelt quandonão estiver em uso.

Antes de usar o FreeStyle 5 pela primeira vez, procure conhecer os principais
componentes do equipamento. Eles são mostrados nas figuras nas páginas
a seguir e explicados mais adiante neste manual.

Carregamento da bateria
Antes de sair com o FreeStyle 5 (tanto a primeira vez como depois), confira se
a bateria da unidade está totalmente carregada. Para verificar o nível de carga dabateria interna, pressione o botão BATT no teclado do FreeStyle 5. Os LEDs
indicadores da bateria acima do botão BATT acendem indicando o nível de cargada bateria interna (25-100%). Obs.: A bateria interna é carregada sempre que a
unidade é usada com energia CA ou CC. Para carregar a bateria interna do
FreeStyle 5, basta conectar a fonte de alimentação de CA ou CC no conector dealimentação da unidade conforme mostrado na Figura 7. Verifique se o cabo dealimentação e o conector estão alinhados corretamente. Observe o formato de "D"
do conector do cabo e da entrada no FreeStyle 5. Alinhe o conector corretamente.
Para desconectar o cabo de alimentação do FreeStyle 5, pressione o botão de
MN167-1 rev. D

PT-16

FreeStyle 5™

PTlibertação. Assim, a unidade e os acessórios de alimentação não serão
danificados.

Pressione para
remover o cabode alimentação.
Entrada deenergia da
unidadeFreeStyle 5

Figura 7: Carregamento da bateria interna

AirBelt opcional
O cinto AirBelt é um acessório opcional, que facilita o uso do FreeStyle 5 por
períodos prolongados.
O AirBelt opcional (Figura 9) pode alimentar a unidade FreeStyle 5 por até 7 horas.
Antes de usar o AirBelt, verifique se a carga é suficiente. São necessárias cerca
de 3 horas para carga completa.
O AirBelt possui com um medidor/indicador de nível de carga da bateria(25-100%). Para verificar o nível de carga, pressione o botão no teclado do AirBelt.
Os indicadores da bateria acenderão para indicar o nível de carga da bateria (25100%).

MN167-1 rev. D

PT-17

FreeStyle 5™

PT

Figura 8: Carregamento da bateria do AirBelt

Carregamento do AirBelt opcional
Para carregara bateria do AirBelt para uso prolongado:
1) Solte a tampa de segurança da extremidade do cabo do AirBelt (ver Figura
4).
2) Conecte uma fonte de alimentação de CA/CC (incluída no kit de acessório
do AirBelt) à extremidade do cabo de alimentação do AirBelt, conforme
mostrado na Figura 9.
3) Conecte a fonte de alimentação do AirBelt a uma tomada de CA para
recarregá-lo.
AirBelt

Conexão do cabo do
AirBelt ao cabo da fontede alimentação

Fonte de alimentação de
CA/CC PW009-2
Fonte de alimentação
de CA/CC do AirBelt

Figura 9: Conexões para carregar a bateria do AirBelt•

Se estiver totalmente descarregado, o AirBelt do FreeStyle 5 recarregará
completamente em cerca de 3 horas.

MN167-1 rev. D

PT-18

FreeStyle 5™
•
•
•

PT

Ao carregar uma bateria totalmente descarregada, o LED continuará
piscando até a capacidade de 25% ser atingida. O LED então acenderá
continuamente.
Os quatro LEDs (25% -100%) piscarão conforme descrito acima e acenderão
continuamente quando a bateria estiver totalmente carregada.
Quando todos os LEDs estiverem acesos continuamente, a bateria está
totalmente carregada. Os LEDs permanecerão acesos por algum tempo
e depois apagarão.
As baterias de lítio podem perder a capacidade de carregar
quando carregadas ou descarregadas totalmente ou expostas
a temperaturas altas demais. Para armazenamento prolongado,
recomenda-se que as baterias estejam 25% a 50% carregadas
e sejam mantidas a temperatura na faixa de 23 °C (73 °F) ± 2 °C.
Dependendo da temperatura do AirBelt, o ciclo decarregamento pode demorar vários minutos para iniciar após aunidade ser conectada à fonte de alimentação. Isso é normal e
serve para tornar o carregamento mais seguro.

O AirBelt não precisa estar totalmente descarregado antes darecarga. Recomendamos carregá-lo após cada uso.

MN167-1 rev. D

PT-19

FreeStyle 5™

PT----[Leia a seção "Regras de segurança importantes" antes de começara usar este equipamento.]----

Cânula nasal
A unidade FreeStyle 5 fornece oxigênio ao usuário através de uma cânula nasal
com equipo,que é conectado à saída de oxigênio da unidade (ver Figura 10).

Figura 10: Conexão da cânula à saída de oxigênio do FreeStyle 5

A AirSep recomenda uma cânula nasal com equipo de 2,1 m (7 pés) (item AirSepnº. CU002-1). O comprimento máximo permitido para o equipo (incluindo a cânula
nasal) é de 7,6 m (25 pés).
Troque a cânula descartável periodicamente de acordo com arotina normal. O fornecedor do equipamento deverá ter peçasde reposição em estoque.

O equipo da cânula deve ser do tipo que não dobra e pode ter
até 7,6 metros (25 pés) de comprimento.

Siga sempre as instruções de uso do fabricante da cânula.
Consulte um profissional de saúde para saber com que
frequência a cânula deve ser trocada.

MN167-1 rev. D

PT-20

FreeStyle 5™

PT

Verifique se a cânula foi totalmente inserida e fixada. Com isso,o FreeStyle 5 detectará a inspiração corretamente para forneceroxigênio.

Componentes da unidade FreeStyle 5

Cabo
Saída deoxigênio
Saída de ar

Saída de ar

Tomada para conexões
de energia
Tampa do filtro/tomada
de arFigura 11: Vista externa – frontal do FreeStyle 5

MN167-1 rev. D

PT-21

FreeStyle 5™

PT

Tampa para
proteção contra
poeiraIndicador dealarmeIndicador(es) defluxo pulsátil
Medidor/indicador(es)da bateriaBotão(ões) deseleção de fluxoBotão da bateria(interna)

Figura 12: Detalhe do teclado/visor de alarme

Instruções parao paciente/impresso

Figura 13: Vista externa – posterior do FreeStyle 5

Agora que já conhece bem os componentes do FreeStyle 5, leia as instruções nas
páginas seguintes sobre como usar o equipamento.

MN167-1 rev. D

PT-22

FreeStyle 5™

PT[Leia a seção "Regras de segurança importantes" antes de começar
a operar este equipamento.]

Instruções de operação
1.

Coloque o FreeStyle 5 em uma posição que mantenha as entradase saídas de ar totalmente desobstruídas.

2.

Alimente a unidade a partir de um dos seguintes: (a) bateria interna; (b)AirBelt; (c) tomada de CC (automóvel ou barco); ou (d) tomada de CA(tomada elétrica residencial normal). (Consultea seção "Fontes dealimentação" deste manual do paciente.)
Não use óleo, graxa, derivados de petróleo ou outros
produtos inflamáveis nos acessórios que carregam oxigênio
ou na unidade FreeStyle 5. Use apenas loções e produtos àbase de água e compatíveis com oxigênio. O oxigênio acelera
a combustão de substâncias inflamáveis.

Não aqueça acima de 60 °C (140 °F)

No início, pode ser necessário conectar a fonte dealimentação de CA ou CC do FreeStyle 5 à unidade FreeStyle
5 antes de usá-la pela primeira vez com a bateria. Talvez ofornecedor do equipamento já tenha executado esse passopara você.
1.
2.
3.

4.
5.

Conecte a cânula à saída do oxigênio.
Levante a tampa protetora contra poeira da unidade.
Ligue a unidade FreeStyle 5 pressionando os botões 1, 2, 3, 4 ou 5 no
teclado da unidade para selecionar o fluxo (em litros) receitado pelo
médico. O LED verde acima do botão selecionado acenderá. Quando
acionar a unidade FreeStyle 5, você ouvirá um breve sinal de alarme. Ele
indica que o FreeStyle 5 está pronto para ser usado.
Para alterar a configuração de fluxo pulsátil, pressione o botão
apropriado. O som pode variar enquanto as configurações são ajustadas.
Para desligar o FreeStyle 5, pressione o botão correspondente à luz defluxo pulsátil acesa.

Ao detectar a inspiração, o FreeStyle 5 fornece o oxigênio pela cânula.
O oxigênio atinge a concentração mínima cerca de dois minutos após a unidade
FreeStyle 5 ser ligada.

MN167-1 rev. D

PT-23

FreeStyle 5™

PT[Leia a seção "Regras de segurança importantes" antes de começar
a operar este equipamento.]

Fontes de alimentação
O FreeStyle 5 pode ser alimentado de quatro formas: bateria interna, fonte dealimentação de CA, fonte de alimentação de CC ou bateria do cinto AirBelt
opcional, todos em combinação com a bateria interna da unidade.
1.

2.

3.

4.

Bateria interna: Toda unidade FreeStyle 5 contém uma bateria interna
recarregável. Quando plenamente carregada, a bateria fornece energia
para a unidade FreeStyle 5 durante cerca de 3 horas. Um alarme sonoro
indica quando a carga da bateria está fraca. Esse alarme é descrito naseção "Indicadores de alarme/luminosos" deste manual.
Carregamento da bateria: Para carregar a bateria interna, ligueo FreeStyle 5 à fonte de alimentação de CA e a uma tomada de 100-240
VCA, 50/60 Hz ou a uma tomada de CC de um veículo (barco, trailer,etc). Uma bateria descarregada requer cerca de 3 horas e 15 minutos
para carregar por completo. Recomenda-se recarregar a bateria, mesmo
após descarga parcial, o mais frequentemente possível.
Fonte de alimentação de CA: A fonte de alimentação de CA permite
conectar o FreeStyle 5 a uma saída de 100-240 volts, 50/60 Hz. A fontede alimentação converte a energia de 100-240 VCA em uma tensão CC
para operação da unidade FreeStyle 5. Quando o FreeStyle 5 é usado
fonte de alimentação de CA, a energia da tomada de CA acionaa unidade e recarrega a bateria do FreeStyle 5 ao mesmo tempo.
Fonte de alimentação de CC: Uma fonte de alimentação de CC podeser usada para conectar a unidade FreeStyle 5 a qualquer tomada de 12
VCC em veículos (barco, trailer, etc.). Sempre que o FreeStyle 5 é ligado
a uma tomada de CC de um veículo, a energia da bateria do veículo
aciona a unidade FreeStyle 5 e recarrega a bateria ao mesmo tempo.
AirBelt (cinto de bateria externa) opcional: O FreeStyle 5 também
pode ser alimentado por um cinto de bateria externa,que pode ser usado
na cintura. Quando o cinto e a bateria interna estão totalmentecarregados, o FreeStyle 5 tem energia suficiente para funcionar por até
7 horas. A bateria do cinto conecta-se à tomada de alimentação da
unidade FreeStyle 5, que pode ser recarregada conectando-se a fontede alimentação de CA da bateria do cinto.
Quando usar o AirBelt com uma bateria interna totalmente carregada,a bateria interna do FreeStyle 5 descarregará antes do AirBelt. O AirBelt
deve ser conectado à unidade FreeStyle 5 antes da bateria interna do
FreeStyle 5 descarregar. Observe e conecte o AirBelt à unidade
FreeStyle 5 antes da bateria interna descarregar para 25% ou menos.

MN167-1 rev. D

PT-24

FreeStyle 5™

PT

Se a bateria interna descarregar totalmente e o FreeStyle 5 desligar,
a unidade não poderá ser reiniciada com o AirBelt. Se isso ocorrer,
ligue o FreeStyle 5 à fonte de alimentação de CA ou CC por um
período de tempo curto para fornecer energia suficiente para que
a bateria interna inicie a unidade. Em seguida, o AirBelt pode serconectado para aumentar o tempo de funcionamento.

Filtros
O ar entra no FreeStyle 5 através de um filtro de entrada de ar localizado na parteinferior dianteira do concentrador de oxigênio(ver Figuras 14 e 15),que impede aentrada de poeira e partículas grandes na unidade. Antes de começar a usar o
FreeStyle 5, verifique se o filtro está limpo e na posição correta. (Consulte a seção
"Limpeza, cuidados e manutenção correta/filtros/filtro de tomada de ar" deste
manual.)Figura 14: Remoção da tampa do filtro
da entrada de ar

MN167-1 rev. D

PT-25

FreeStyle 5™

PT

Figura 15: Remoção do filtro datampa do filtroNão use o FreeStyle 5 sem instalar o filtro de entrada de ar.
Se houver um segundo filtro, coloque o filtro sobressalenteantes de limpar o filtro sujo.

Use apenas a peça nº. FI194-1 da AirSep como filtro daentrada de ar desta unidade.

MN167-1 rev. D

PT-26

FreeStyle 5™

PT

Ajuste do seletor de fluxo
A unidade FreeStyle 5 tem cinco configurações de fluxo pulsátil: 1, 2, 3, 4 e 5, queajustam o fluxo de oxigênio para entre 1 e 5 lpm. Levante a tampa para proteção
contra poeira da unidade no teclado da unidade e pressione o botão (1, 2, 3, 4 ou
5) correspondente ao fluxo pulsátil de oxigênio receitado pelo médico. (Ver as
Figuras 16 e 17.)

Figura 16: Como levantar a tampa de proteção contra poeira no visor do teclado

Figura 17: Modo de pressionar o botão de seleção do fluxo

MN167-1 rev. D

PT-27

FreeStyle 5™

PT

Utilize apenas o nível de oxigênio receitado pelo médico.
Só altere a seleção de fluxo pulsátil conforme orientação
médica.

Alarmes e indicadores luminosos
Quando o sensor da unidade FreeStyle 5 detecta a inspiração, um pulso deoxigênio é fornecido através da cânula nasal. A luz verde no painel de controle daunidade pisca a cada vez que um ciclo respiratório é detectado.
Quando a unidade está funcionando e sendo carregada com a fonte dealimentação de CA ou CC ao mesmo tempo, os indicadores de bateria da unidade
FreeStyle 5 exibem o nível de carga (25% a 100% carregada) e permanecem
acesos durante cerca de 2 horas e meia depois que a bateria é totalmentecarregada.
O FreeStyle 5 emite alarmes sonoros se a bateria estiver com carga baixa, sea cânula estiver desconectada ou se o dispositivo estiver funcionando fora de suas
especificações técnicas. As condições de acionamento dos alarmes luminosos esonoros são explicadas abaixo em detalhes e resumidas na tabela incluída nestaseção do manual.
Em caso de alarme ou se o FreeStyle 5 parar de funcionar
corretamente, consulte a seção "Resolução de problemas"
deste manual. Se não puder resolver o problema, procure
o fornecedor do equipamento.

Se tiver desconforto ou sofrer uma emergência médica,procure assistência médica imediatamente.

••

Inicialização
Um alarme breve toca no início da operação. O FreeStyle 5 começa
a funcionar quando o alarme pára de tocar.
Bateria com carga reduzida
Quando a carga da bateria atinge um nível baixo, um alarme intermitentesoa e a luz amarela de 25% do medidor/indicador de bateria (Figura 12)
acende de forma intermitente. Quando isto acontecer, conecte o FreeStyle
5 a uma tomada de CC ou CA ou comece a usar outra fonte de oxigênio
em no máximo 2 minutos. Quando é conectado a uma tomada de CC ou

MN167-1 rev. D

PT-28

FreeStyle 5™

•

•

•

PT

CA, o FreeStyle 5 funciona e sua bateria é carregada. O nível de carga dabateria é informado pelos indicadores da bateria.
Cânula desconectada
Se o FreeStyle 5 estiver funcionando e não detectar nenhuma respiração,um alarme constante soa e a luz de alarme amarela acende depois de
15 minutos. Se isso ocorrer, verifique se a cânula está bem conectada
à unidade FreeStyle 5, se a cânula nasal está na posição correta no risco
e se o usuário está respirando pelo nariz. (O médico pode recomendar
o uso de uma bandagem de queixo se necessário.) Se o alarme continuar,
comece a usar outra fonte de oxigênio e procure o fornecedor de seu
equipamento.
Superação da capacidade do FreeStyle 5
Se a frequência respiratória do usuário for maior que a capacidade de geraroxigênio do FreeStyle 5, um alarme sonoro breve soará duas vezes por
segundo e a luz do alarme começará a piscar em amarelo. Isso indica que
a frequência respiratório do FreeStyle 5 está fora das especificações da
unidade. Se isto ocorrer, é preciso reduzir o nível de atividade física,
desligar e ligar novamente a unidade para reiniciar o alarme e, senecessário, trocar a fonte de oxigênio e procurar o fornecedor de seu
equipamento.
Falha geralSe o FreeStyle 5 apresentar falha geral, um alarme sonoro breve seráemitido duas vezes por segundo e a luz de alarme acenderá
continuamente em vermelho. Isso indica que a concentração do oxigênio
fornecida pelo FreeStyle 5 está abaixo das especificações da unidade.
Se isto ocorrer, troque a fonte de oxigênio e procure o fornecedor de seu
equipamento.
Essa unidade não deve ser usada para suporte à vida.
Pacientes geriátricos, pediátricos ou outros pacientes
incapazes de comunicar desconforto podem precisar deacompanhamento adicional. Pacientes com dificuldades
auditivas ou visuais precisam de auxílio para monitorar os
alarmes

MN167-1 rev. D

PT-29

FreeStyle 5™

PT

Como reagir aos indicadores de alarme/luminosos do
FreeStyle 5
StatusAlarmesonoroLuz

SignificadoAçãoIndicador

Breve, contínuo
ao iniciar a
operação

(Verde) pulso:
aceso
continuamente

O FreeStyle 5 foi
ligadoA unidade FreeStyle
5 pode começar a
ser usada.

Indicador

Não(Verde) pulso: luz O FreeStyle 5intermitenteestá fornecendooxigênio com
fluxo pulsado.

Continue a usaro FreeStyle 5
normalmente.

IndicadorNão

Indicador de nível Nível de cargada bateria.

Carregue conforme
indicado.

AlarmeContínuo:
Bipe(Amarela)alarme; luz
contínua

A unidade não
detectou
nenhuma
respiração
durante um
determinado
intervalo detempo.

Verifique a conexão
da cânulae seo usuário está
respirando pelonariz. Se o alarmecontinuar, procure
o fornecedor do
equipamento.

AlarmeIntermitente:
Bipe(Amarela) alarmede bateria a 25%;
luz intermitente
do indicador dabateria

A voltagem dabateria está baixa
demais paraacionaro FreeStyle 5.

Conecte a unidade
FreeStyle 5
imediatamente a uma
tomada de CC ou
CA.

AlarmeIntermitente:
Bipe, bipe

(Amarela) bateria
a 25%; luzintermitente do
indicador dabateria

Desligamento dabateria devido a
queda de tensão.

Conecte a unidade
FreeStyle 5
imediatamente a uma
tomada de CC ou
CA.

MN167-1 rev. D

PT-30

FreeStyle 5™

PT

AlarmeRápido eintermitente:
Bipe, bipe, bipe

(Amarela)alarme; luzintermitente

O ritmo
respiratório estáultrapassando
a capacidade
da unidade
FreeStyle 5.

Reduza a atividadee, se necessário,troque a fonte deoxigênio. Procure ofornecedor do
equipamento.

AlarmeRápido eintermitente:
Bipe, bipe, bipe(Vermelha)
alarme, luz
contínua

Falha geral da
unidade FreeStyle
5.

Desligue a unidade.
Troque a fonte deoxigênio e procure
o fornecedor do
equipamento.

Alarme visual duplo:Condição de alarme(amarela)
Falha geral (vermelha)

Figura 16: Indicador de alarme

MN167-1 rev. D

PT-31

FreeStyle 5™

PT

Limpeza, cuidados e manutenção correta
Gabinete
Antes de começar a limpar o gabinete, desligue a unidade
FreeStyle 5 e desconecte o cabo de alimentação.

Não coloque nenhum líquido diretamente na unidade FreeStyle
5 para limpá-la. De acordo com o fabricante do plástico, os
seguintes agentes químicos (entre outros) não devem serutilizados: álcool e produtos derivados do álcool, produtos àbase de cloro concentrado (cloreto de etileno) e produtos
oleosos (Pinho Sol e similares). Esses produtos podem danificaro plástico do gabinete do FreeStyle 5 e não devem serutilizados.

Substitua a cânula descartável conforme recomendado pelo
fabricante ou pelo fornecedor do equipamento. O fornecedor do
equipamento deverá ter peças de reposição em estoque.

Mantenha a unidade FreeStyle 5 sempre limpa e livre deumidade e poeira. Limpe periodicamente o gabinete plástico com
um pano limpo e sem fiapos ou com um produto de limpezasuave aplicado com um pano ou esponja úmida. Preste especial
atenção na saída do oxigênio onde a cânula é conectada e retire
toda a poeira, água e partículas do local.

Para evitar anulação da garantia da AirSep, siga todas as
instruções do fabricante.

MN167-1 rev. D

PT-32

FreeStyle 5™

PT

FiltroFiltro de entrada de ar
Retire a tampa na parte inferior da unidade e lave o filtro de entrada de ar (na parteinterna da tampa) pelo menos uma vez por semana. (consulte seção "Filtro" deste
manual). O fornecedor do equipamento poderá indicar limpeza a intervalos
menores, dependendo das condições de uso. Para limpar corretamente o filtro deentrada de ar, siga as instruções abaixo:
1.

Retire o filtro da tampa do filtro de entrada de ar e lave-o em solução
água morna e sabão.

2.

Enxágue bem o filtro e retire o excesso de água usando um pano macio
e absorvente. Verifique se o filtro está bem seco antes de recolocá-lo.

3.

Reinstale o filtro seco.
Não use o FreeStyle 5 sem instalar o filtro de entrada de ar. Se
houver um segundo filtro, coloque o filtro sobressalente antes delimpar o filtro sujo.

A AirSep recomenda não esterilizar este equipamento.

Bolsa para transporte
Para limpar a bolsa e a alça, escove apenas com água morna e sabão e depois
seque, sem encharcar a bolsa. Não lave nem seque a bolsa em máquina.

Acessórios do FreeStyle 5
Além da cânula nasal, a AirSep recomenda não utilizar outros acessórios do
FreeStyle 5 que não os relacionados abaixo, que a AirSep enviará através de um
fornecedor. O uso de outros acessórios que não os listados abaixo pode prejudicaro desempenho ou a segurança do Concentrador de Oxigênio Portátil FreeStyle 5.

MN167-1 rev. D

PT-33

FreeStyle 5™

PT

Número de peça/Descrição
Cabo de alimentação de CA PW021-1 (comprimento do cabo PW021: 4 pés6 pol./1,4 m) com cabo de alimentação de 120 VCA CD023-1 (8 pés/2,4 m)
Cabo de alimentação de CA PW021-2 com cabo de alimentação padrão
europeu CD017-2 (8 pés-2 pol./2,5 m)
Cabo de alimentação de CA PW021-3 com cabo de alimentação padrão
australiano de 250 VCA CD025-1 (6 pés-6 pol./2,6 m)
Cabo de alimentação de CA PW021-4 com cabo de alimentação padrão
britânico CD017-4 (8 pés-2 pol./2,5 m)
Cabo de alimentação de CC PW024-1 incluindo adaptador para cabo dealimentação
(comprimento do cabo do lado do adaptador para automóvel: 3 pés-5 pol./1 m;comprimento do cabo do lado da fonte de alimentação: 3 pés-1 pol./0,9 m)
AirBelt BT017-1 com fonte de alimentação (comprimento do cabo estendido
BT017: 4 pés/1,2 m) com cabo de alimentação de 120 VCA CD023-1(8 pés/2,4 m)
AirBelt BT017-2 com fonte de alimentação com cabo de alimentação padrão
europeu CD017-2 (8 pés-2 pol./2,5 m)
AirBelt BT017-3 com fonte de alimentação com cabo de alimentação padrão
australiano de 250 VCA CD025-1 (6 pés-6 pol./2,6 m)
AirBelt BT017-4 com fonte de alimentação com cabo de alimentação padrão
britânico CD017-4 (8 pés-2 pol./2,5 m)
Filtro de entrada de ar MI194-1
Bolsa para transporte MI 371-1
A alça de ombros opcional MI284-1 permite converter a bolsa de transporte do
FreeStyle 5 em uma mochila
Extensor do AirBelt MI240-2
Bolsa de transporte de acessórios MI372-1
Carrinho de transporte MI378-1
O uso de cabos e adaptadores diferentes dos especificados(exceto se vendidos pelo fabricante do equipamento
eletromédico para repor componentes internos) podeaumentar as emissões eletromagnéticas ou tornar o FreeStyle
5 mais sujeito a essas emissões.

MN167-1 rev. D

PT-34

FreeStyle 5™

PT

Materiais em contato direto ou indireto com o paciente
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Caixa do concentrador ............................Valtra/ABS/Poliestireno
Painel de controle do concentrador .........Poliéster EBG7 ou equivalente
Porta do painel de controle .....................Policarbonato
Cabo do concentrador .............................Policarbonato
Saída de gás, bocal.................................Policarbonato
Filtro de entrada de ar .............................Espuma, poliéster
Impresso da unidade ...............................Lexan
Pés da unidade .......................................Poliuretano
Conectores do cabo ................................Policarbonato/cloreto de vinila
Cabo(s) de alimentação ..........................PVC, metal
Fonte de alimentação ..............................Lexan 940 (policarbonato)Bolsa para transporte do concentrador ...Microfibra 100% poliéster
com suporte de PVC
Bolsa para transporte da bateria,
cinto e alça ..............................................Microfibra 100% poliéster
com suporte de PVC
Carrinho de transporte ............................Plástico polipropileno,
aço e alumínio
Embalagem .............................................Cartão ondulado duploreforçado

Suprimento de oxigênio reserva
O fornecedor de seu equipamento pode recomendar outra fonte de oxigênio
suplementar no caso de uma falha mecânica ou falta de energia.

Solução de problemas
O FreeStyle 5 foi projetado ser usado durante anos sem defeitos.
Se o Concentrador de Oxigênio Portátil FreeStyle 5 deixar de funcionar
corretamente, consulte na tabela a seguir as possíveis causas e as soluções dos
problemas. Se e necessário, procure o fornecedor do equipamento.

Não tente fazer outro tipo de manutenção além das soluções deproblemas listadas neste manual.

MN167-1 rev. D

PT-35

FreeStyle 5™

PT

Problema

Causa provável

Solução

A unidade FreeStyle 5para de funcionar
enquanto os botões deseleção de fluxo pulsátil
são pressionados.

A bateria está
descarregada.

Ligue a unidade a uma
tomada de CC ou CA.

Falha.

Procure o fornecedor do
equipamento e, senecessário, use outra
fonte de oxigênio.

Um alarme sonoro
contínuo é acionado
e a luz de alarme(amarela) acendeintermitentemente.

O FreeStyle 5 não
detectou nenhuma
inspiração durante
15 minutos.

Verifique a conexão dacânula.
Verifique se o tubo dacânula está dobrado.
Verifique se a cânula
está na posição correta eque o usuário está
respirando pelo nariz.
Em casos de respiração
bucal, o médico pode
recomendar uma
bandagem no queixo.

Um alarme sonoro
intermitente é acionado
e a luz de alarme(amarela) acendeintermitentemente.

A bateria precisa
ser recarregada.

Conecte uma tomada
de CC ou de CA em até
2 minutos ou conecteo AirBelt opcional.

Um alarme sonoro
intermitente é acionado
e a luz de alarme(amarela) acendeintermitentemente e o
FreeStyle 5 se desliga.

A voltagem da bateria
está baixa demais
para acionaro FreeStyle 5.

Conecte uma tomada deCC ou CA
imediatamente.

Um alarme sonoro
intermitente é acionado ea luz de alarme(amarela) acendeintermitentemente.

O ritmo respiratório
superou acapacidade da
unidade FreeStyle 5.

Reduza a atividade,desligue e depois religue
a unidade para reiniciála. Se necessário, troquea fonte de oxigênio
e procure o fornecedor
do equipamento.

MN167-1 rev. D

PT-36

FreeStyle 5™

PT

Problema

Causa provável

Solução

Condição de alarmerápida e intermitente e aluz de alarme (vermelha)acende continuamente.

Houve falha geral.

Troque a fonte deoxigênio conforme
necessário e procure
o fornecedor do
equipamento.

A unidade não funciona
A unidade pode ficar
com a energia da bateria. quente ou fria demais(p.ex. se deixada ao
ar livre ou em um
veículo).

Deixe a temperatura da
unidade voltar ao normal.
Em casos detemperatura extrema, atemperatura pode levar
alguns minutos para se
normalizar. Conecte
temporariamente a fontede alimentação de CA ou
CC à entrada de energia
da unidade e à fonte dealimentação conforme
necessário parareinicializar a bateriainterna da unidade.

Atraso norecarregamento dabateria interna.

A bateria interna estáquente demais para
ser carregada.

A unidade pode
funcionar, mas ocarregamento pode serinterrompido até quea bateria esfrie.
(Consulte as notas docarregador de baterias.)

Alarmes são acionados
com a unidade
conectada à tomada deCC em um veículo.

A unidade nãoreceberá energia
se a bateria estiver
descarregada e atomada de CC não
estiver carregando.

Desconecte a fonte dealimentação de CC da
tomada do automóvel,ligue e desligue o motor
e reconecte a fonte dealimentação de CCà tomada de CC do
automóvel para reiniciar
o disjuntor na fonte dealimentação de CC.

MN167-1 rev. D

PT-37

FreeStyle 5™

Problema
Outros problemas.

MN167-1 rev. D

PT

Causa provável

Solução
Troque a fonte deoxigênio conforme
necessário e procure
o fornecedor do
equipamento.

PT-38

FreeStyle 5™

PT

Especificações do FreeStyle 5
Concentração deoxigênio:*

Configurações de pulso 1-5; equivalentes a um fluxo
contínuo de 90% de oxigênio +5,5/-3%

Dose por pulso:

Configuração 1: 8,75 ml ± 15%
Configuração 2: 17,5 ml ± 10%
Configuração 3: 26,5 ml ± 10%
Configuração 4: 35,0 ml ± 10%
Configuração 5: 43,75 ml ± 10%

Dimensões:27,2 cm altura x 16,8 cm de largura x 11,2 com
profundidade (10,7 pol. x 6,6 pol. x 4,4 pol)Peso:

2,8 kg (6,2 lb); AirBelt opcional 0,8 kg (1,8 lb)

Energia:

Fonte de alimentação de CA: Entrada: 100-240 VCA,
50-60 Hz, 2 A | Saída: 15 V
Fonte de alimentação de CC: Entrada: 12-24 VCC,
15 A máx. | Saída: 15 VCC, 8 A máx.

Duração da bateria(Bateria de lítio
recarregável.)

5 lpm – 1 hora; 4 lpm – 1 hora, 15 minutos; 3 lpm – 1
hora, 30 minutos; 2 lpm – 2 horas; 1 lpm – 3 horas
AirBelt opcional quando combinado com a bateriainterna:
5 lpm – 2 horas, 30 minutos; 4 lpm – 3 horas; 3 lpm –3 horas, 30 minutos;
2 lpm – 4 horas, 30 minutos; 1 lpm – 7 horas

Tempo para recargada bateria:

3 horas, 15 minutos; AirBelt opcional: 3 horas

Tempo de início defuncionamento

2 minutos

Vida útil da bateria(ciclos):

Aproximadamente 300 ciclos; depois, 80% da
capacidade ou menos.

MN167-1 rev. D

PT-39

FreeStyle 5™

PT

Alarmes sonoros
e indicadores visuais
de pulso:

Inicialização

– sonoro e visual (luzindicadora VERDE);
Fluxo pulsátil– visual (luz indicadora
VERDE);
Condição da bateria– nível da bateria (luzes
indicadoras VERDES);
Bateria com carga reduzida – sonoro e visual (luzindicadora AMARELA);
Desligamento da bateria– sonoro e visual (luzde alarme AMARELA);
Desconexão da cânula
– sonoro e visual (luzde alarme AMARELA);
Sobrecarga do sistema– sonoro e visual (luzde alarme AMARELA);
Falha geral– sonoro e visual (luzde alarme
VERMELHA).

**Faixa detemperatura:

Temperatura operacional:
5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)(Umidade relativa até 95% (sem condensação)Temperatura de armazenagem:-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)**Altitude operacional
máxima:até 3.657,6 m (12.000 pés) (483 mmHg) Altitudes
mais altas podem afetar o desempenho* Baseado em uma pressão atmosférica de 14,7 psi (101 kPa) a 21 °C (70 °F)**O uso fora dessas especificações pode prejudicar a capacidade dos concentradores de atingir
as especificações do Concentrador de Oxigênio a taxas de fluxo mais elevadas.

MN167-1 rev. D

PT-40

FreeStyle 5™

PT

Especificações (continuação)Equipamentos médicos necessitam de cuidados especiais quanto a EMC
e precisam ser instalados e colocados em funcionamentode acordo com os dados de EMC apresentados nesta seção.
Orientação e declaração dofabricante±imunidade eletromagnética
O FreeStyle 5 se destina a ser usado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do
FreeStyle 5 devem assegurar que o equipamento será usado em tal ambiente.

Teste deimunidade

Nível de teste
da IEC 60601

Nível deconformidade

Descarga
eletrostática
(ESD)±6 kV contato±6 kV contato

IEC 61000-4-2±8 kV ar

±8 kV ar

Transiente
elétricorápido/pico±2 kV para linhas
da fonte dealimentação

±2 kV para linhas dafonte de alimentação

IEC 61000-4-4±1 kV para linha deentrada/saída

Não se aplica

Surto±1 kV linha a linha±1 kV linha a linha

IEC 61000-4-5±2 kV linha
a aterramento±2 kV linha
a aterramento

Quedas detensão,interrupções
breves evariações detensão na
alimentação.

<5 % UT(queda >95 %da UT)
durante 0,5 ciclo<5 % UT(queda >95 % da UT)
durante 0,5 cicloIEC 61000-4-11

40 % UT(queda de 60 %da UT)
durante 5 ciclos
70 % UT(queda de 30 %da UT)
durante 25 ciclos<5 % UT(queda >95 %da UT)
durante 5 s

Campomagnético dafrequência dacorrente

3 A/m

40 % UT(queda de 60 %da UT)
durante 5 ciclos

Ambiente
eletromagnético±orientação
O piso deve ser de madeira, concreto ou
azulejo cerâmico. Se os pisos forem revestidos
com material sintético, a umidade relativa deve
ser pelo menos 30%.
A qualidade da alimentação elétrica deve sera de um ambiente hospitalar ou comercial
típico.

A qualidade da alimentação elétrica deve sera de um ambiente hospitalar ou comercial
típico.
A qualidade da alimentação elétrica deve sera de um ambiente hospitalar ou comercial
típico. Se o usuário precisar continuar
utilizando o FreeStyle 5 durante interrupções
de energia elétrica, o equipamento deve seralimentado por uma fonte de energia
ininterrupta (UPS) ou bateria.

70 % UT(queda de 30 %da UT)
durante 25 ciclos<5 % UT(queda >95 % da UT)
durante 5 s

3 A/m

Os campos magnéticos da frequência dealimentação devem estar dentro dos níveis
típicos de ambientes hospitalares ou
comerciais.

IEC 61000-4-8
OBSERVAÇÃO UT é a tensão elétrica de CA antes da aplicação do nível do teste.

MN167-1 rev. D

PT-41

FreeStyle 5™

PT

Orientação e declaração do fabricante ± imunidade eletromagnética
O FreeStyle 5 se destina a ser usado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do
FreeStyle 5 devem assegurar que o equipamento será usado em tal ambiente.
Teste deimunidade

Nível de teste
da IEC 60601

Nível deconformidade

RF conduzida
segundo
IEC 61000-4-6

3 Vrms150 kHza 80 MHz

3 Vrms

RF irradiada
segundo
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHza 2,5 GHz

3 V/mAmbiente eletromagnético±orientação
Equipamentos de comunicação de RF portáteis ou
móveis não devem ser usado na proximidade dosistema FreeStyle 5 (incluindo os cabos) a uma
distância inferior à distância de separação
recomendada, calculada pela equação aplicável
à frequência do radiotransmissor.
Distância de separação recomendada
D= 1,2 x√P

D= 1,2 x√P de 80 a 800 MHz
D= 2,3 x√P de 800 MHz a 2,5 GHz
ondePé a potência nominal máxima do transmissor em
Watts (W) indicada pelo fabricante do transmissor e d
é a distância de separação recomendada em metros(m).
As intensidades do campo dos transmissores RF
fixos, conforme determinado por um estudo
eletromagnético do local, devem ser inferiores aonível de conformidade para cada faixa de frequência.
b
Pode haver interferência na proximidade deequipamentos assinalados com o seguinte símbolo:

OBS 1 Entre 80 MHz e 800 MHz, utiliza-se a faixa de frequência mais alta.
OBS 2 Essas diretrizes podem não ser válidas para todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada
pela absorção e reflexão por estruturas, objetos e pessoas.
a. Não é possível prever teoricamente com exatidão as intensidades dos campos de transmissores fixos, comoestações-base de radiotelefones (celulares/sem fio), rádios móveis terrestre, radioamadores, radiotransmissões
AM e FM e teledifusão. Para avaliar o ambiente eletromagnético na presença de transmissores RF fixos, podese empregar um estudo eletromagnético do local. Se o FreeStyle 5 for utilizado em ambientes onde a
intensidade do campo medida na localização exceder o nível de conformidade RF indicado acima, o FreeStyle 5
deve ser observado para verificar se está funcionando normalmente. Se algum desempenho anormal forobservado, podem ser necessárias outras medidas, como reposicionar o FreeStyle 5 ou mudá-lo de lugar.
b. Na faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, a intensidade do campo deve ser inferior a 3 V/m.

MN167-1 rev. D

PT-42

FreeStyle 5™

PT

Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicações RF portáteis
e móveis e o FreeStyle 5
O FreeStyle 5 destina-se a ser usado em ambientes eletromagnéticos em que as perturbações de RF irradiadas
estejam controladas. O cliente ou o usuário do FreeStyle 5 podem ajudar a evitar a interferência eletromagnética
mantendo uma distância mínima entre equipamentos de comunicações RF portáteis e móveis (transmissores)
e o FreeStyle 5 conforme recomendado abaixo, considerando a potência de emissão máxima dos equipamentos
de comunicação.

Potênciamáximanominal dotransmissor
W

Distância da separação do transmissor de acordo com afrequência
(m)de 150 kHz a 80 MHz
d= 1,2 x√P

de 80 a 800 MHz
d= 1,2 x√P

de 800 MHz a 2,5 GHz
d= 2,3 x√P

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

Para transmissores cuja potência máxima não é indicada acima, distância de separação recomendadadem metros(m) pode ser calculada usando a equação apropriada para a frequência do transmissor, onde P é a potência
máxima nominal do transmissor em Watts (W) segundo o fabricante do transmissor.
OBS 1 Entre 80 MHz e 800 MHz, utiliza-se a maior distância de separação.
OBS 2 Essas diretrizes podem não ser válidas para todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada
pela absorção e reflexão por estruturas, objetos e pessoas.

Orientação e declaração dofabricante±emissões eletromagnéticas
O FreeStyle 5 se destina a ser usado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do
FreeStyle 5 devem assegurar que o equipamento será usado em tal ambiente.

Teste de emissões

Conformidade

Emissões de RF
CISPR 11

Grupo 1

Emissões de RF
Classe B
CISPR 11
Emissões deharmônicos

Orientações sobre ambiente eletromagnético
O FreeStyle 5 usa energia RF somente para seu
funcionamento interno. Por esse motivo, suas emissões de RF
são muito baixas e provavelmente não causarão interferência
em equipamentos eletrônicos próximos.
O FreeStyle 5 é adequado para uso em qualquer tipo deestabelecimento, incluindo estabelecimentos domésticos ou
conectados à rede elétrica pública de baixa tensão quealimenta edificações usados para fins residenciais.

Classe A

IEC 61000-3-2
Flutuações de tensão/emissões de flicker

Em conformidade

IEC 61000-3-3

MN167-1 rev. D

PT-43

FreeStyle 5™

PT

Classificação
Tipo deproteçãocontra choque elétrico:
Classe II Proteçãocontra choque elétrico por isolamento duplo.
Grau de proteção contra choque elétrico:
Tipo BF Equipamento proporciona um grau específico de proteção
contra choque elétrico em relação à1) possibilidadede vazamento da corrente;2) confiabilidade da conexãoprotetora de aterramento(se houver).
3) Não destinado para aplicação cardíacadireta.
Testesindependentespara a Norma de Equipamento Eletromédico:
Testes mostraram conformidade com:
IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico – Parte 1:
Requisitos Gerais de Segurança
Testes mostraram conformidade com os requisitos aplicáveis
da Norma
CAN/CSA C22.2 nº. 60601-1-08 M90 Equipamento
Eletromédico – Parte 1: Requisitos Gerais para Segurança
Proteçãocontra possível interferência eletromagnética ou outros tipos deinterferência entre o equipamento e outros dispositivos.
Testes mostraram conformidade com:
EN 60601-1-2 Equipamento Eletromédico – Parte 1:
Requisitos Gerais de Segurança-Norma Colateral:Compatibilidade Elétrica – Requisitos e Testes
RTCA-DO160 Equipamento Aerotransportado, Sec. 21,
Emissão de Energia de RadiofrequênciaCISPR 11 / EN 55011 Classe B Grupo 1, "Equipamento
Industrial, Científico e Médico (ISM)"FCC Parte 15, Subparte B – Classe B Radiadores
Não-Intencionais
Método permitido de limpeza e controle de infecção:Consulte a seção "Limpeza, cuidados e manutenção correta"
deste manual do paciente do FreeStyle 5.
Grau de segurança da utilização na presença de gases anestésicos
inflamáveis:
Equipamentoinadequado para tal aplicação.
Mododeoperação:Operaçãocontínua.

MN167-1 rev. D

PT-44

FreeStyle 5™

PT

Representante na Europa:
Medical Product Services GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany
E-mail: info@mps-gmbh.eu

MN167-1 rev. D

PT-45

FreeStyle 5™

SVANVÄND INTE UTRUSTNINGEN UTAN ATT FÖRST HA LÄSTOCH FÖRSTÅTT DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN. OM DUINTE FÖRSTÅR VARNINGARNA OCH INSTRUKTIONERNA,KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN INNAN DU ANVÄNDER
UTRUSTNINGEN FÖR ATT UNDVIKA PERSONSKADA ELLERSKADOR PÅ UTRUSTNINGEN.
Rökning i kombination med syrgas är den vanligaste
orsaken till brännskador och dödsfall. Du måste följa de här
säkerhetsföreskrifterna:Tillåt inte rökning, tända ljus eller öppen eld i samma rum som
denna apparat eller inom 1,52 m från de syrgasfyllda tillbehören.
Rökning i kombination med användning av syrekateter kan leda
till brännskador i ansiktet och eventuellt dödsfall.
Om katetern avlägsnas och placeras på sängkläder, soffan eller
andra mjuka material kan det orsaka en explosiv brand om den
kommer i kontakt med en cigarett, värmekälla eller flamma.
Om du är rökare kan de här 3 stegen rädda livet på dig:stäng av oxygenkoncentratorn, dra ur katetern och lämna
rummet där enheten är placerad.

Skyltar med ”Rökning förbjuden – syrgas används” måste
finnas tydligt placerade i hemmet, eller där
oxygenkoncentratorn används. Patienterna och derasvårdgivare måste informeras om faran med att röka i närheten
av, eller under användning av, medicinskt syre.

FreeStyle 5™

SV

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
AirSep® FreeStyle™5 bärbar
oxygenkoncentrator
AirSeps FreeStyle™5 bärbar oxygenkoncentrator
Symboler
Varför har din läkare har ordinerat syrgas?
Vad är den bärbar oxygenkoncentratorn FreeStyle 5?
Typiska användare
FreeStyle 5 för flygresor – FAA-godkänd
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Viktiga säkerhetsföreskrifter för AirBelt (tillval)
Komma igång med den bärbara
oxygenkoncentrator FreeStyle 5
Ladda batteriet
Näskateter
FreeStyle 5-enhetens komponenter
Användarinstruktioner
Strömförsörjning
FilterStälla in flödesväljaren
Larm/lampindikatorerÅtgärdsöversikt för FreeStyle 5: s larm/lampindikatorer
Rengöring, skötsel och lämpligt underhåll
Hölje
FilterBärväska
FreeStyle 5-tillbehör
Material i direkt eller indirekt kontakt med patienten
Reservsyre
Felsökning
Specifikationer för FreeStyle 5
Klassifikation

SV1
SV1-2
SV3
SV3
SV4
SV4
SV5-11
SV12
SV13-17
SV17-20
SV20-21SV21-22
SV23
SV24-25
SV25-26
SV27-28
SV28-29
SV30-31
SV32-33
SV32
SV33
SV33
SV33-34
SV35
SV35
SV35-37
SV38-41
SV42

FreeStyle 5™

SV

AirSeps FreeStyle™5 bärbar oxygenkoncentrator
I den här bruksanvisningen får du information om hur den bärbara
oxygenkoncentratorn AirSeps FreeStyle™ 5 fungerar. Läs igenom all information
noggrant och se till att du har förstått den innan du börjar använda FreeStyle 5-enheten.
Om du har några frågor så kan du vända dig till återförsäljaren med dem.

Symboler
Symboler används ofta på utrustning och/eller i bruksanvisningen i stället för ordi syfte att minska risken för missförstånd på grund av språksvårigheter.
Med symboler kan det också vara lättare att förklara vissa saker på ett begränsat
utrymme.
Följande tabell innehåller en lista över symboler och definitioner som används för
den bärbara oxygenkoncentratorn FreeStyle 5.
Symbol

MN167-1 rev. D

Beskrivning

Symbol

Beskrivning

Varning! –Beskriver en faraeller en riskfylld
metod som kan
orsaka allvarlig
kroppsskada,dödsfall eller
materialskada, om
den inte undviks.

Klass II-utrustning,
dubbelt isolerad.

Försiktigt! –Beskriver en faraeller en riskfylld
metod som kan
orsaka lindrig
kroppsskada eller
materialskada om
den inte undviks.

Uppfyller direktiv
93/42/EEG som
utfärdats av godkänd
organisation (nr 0459)

Obs! –
Tillhandahåller
information som
det är viktigt att
understryka eller
upprepa.

Säkerhetsbyrån för
CAN/CSA C22.2 No.
60601-1-08 M90 för
elektrisk utrustning för
medicinskt bruk

SV-1

FreeStyle 5™

Uppfyller RTCA/DO-160
Avsnitt 21
Kategori M

SV

Se medföljande
dokumentationHåll enheten och
tillbehören torra

Använd inte olja
eller smörjmedel

Elektriskt avfall ochelektronisk utrustningmåste hanteras på
tillämpligt sätt

Rökning förbjuden

Får ej monteras isär

Utrustning av
BF-typSe bruksanvisningenDenna sida uppÖmtålig – hanteras
varsamt

Utsätt inte
utrustningen föröppen lågaFAA – Godkänd bärbar
oxygenkoncentrator

Uppfyller RTCA
DO160 Avsnitt 21
Kategori M.Krav
FAA SFAR 106

Se anvisningarna

Metod för avfallshantering: Allt avfall från AirSeps FreeStyle 5oxygenkoncentrator ska hanteras enligt lämpliga metoder som specificerats av
lokala myndigheter.
Metod för kassering av utrustningen: För att skydda miljön måste koncentratorn
kasseras enligt lämpliga metoder som specificerats av lokala myndigheter.

MN167-1 rev. D

SV-2

FreeStyle 5™

SV

Varför har din läkare ordinerat syrgas?
Många människor lider av en hjärt- eller lungsjukdom eller andra typer av
andningsbesvär. Ett avsevärt antal av dessa patienter kan bli hjälpta av
syrebehandling hemma, under resor eller när de deltar i dagliga aktiviteter utanför
hemmet.
Luften vi andas består till 21 % av gasen syre. Vår kropp är beroende av en jämn
tillförsel av denna för att fungera ordentligt. Din läkare har ordinerat ett flöde eller
en inställning som passar just ditt tillstånd.
Även om syrgas är ett läkemedel utan tillsatsämnen kan icke godkänd syrgasterapi
vara farlig. Du måste söka läkare innan du använder denna oxygenkoncentrator.
Den återförsäljare som levererar syrgasutrustningen visar hur du använder den
bärbara oxygenkoncentratorn FreeStyle 5.

Vad är den bärbar oxygenkoncentratorn FreeStyle 5?
Oxygenkoncentratorer infördes på mitten av 1970-talet och har blivit den mest
praktiska, tillförlitliga källan för extra syrgas som går att få i dag.
Oxygenkoncentratorer är det mest kostnadseffektiva, effektiva och säkra
alternativet till att använda högtrycksbehållare med syre eller flytande syre.
En oxygenkoncentrator tillhandahåller allt syre du behöver utan att behov för
särskilda tuber eller flaskor.
Luften vi andas består av cirka 21 % syre, 78 % kväve och 1 % andra gaser.
I FreeStyle 5-enheten passerar rumsluft genom ett regenererande, absorberandematerial som kallas ”molekylär sil”. Detta material separerar syret från kvävet.
På så sätt kan patienten förses med ett luftflöde med mycket hög koncentration av
syre.
FreeStyle5
kombinerar
avanceradsyrgaskoncentratorteknik
medsyrgaskonserverande teknik för att uppnå världens minsta och lättaste bärbara
syrgaskoncentrator. Den väger endast 2,8 kg. FreeStyle 5 producerar effektivt
egen syrgas och levererar det snabbt som en puls av syre i början av inandningen.
Detta eliminerar det syrespill som är vanligt för syrgasapparater med kontinuerligt
flöde, vilka tillför syre även vid utandningen. Syrepulserna motsvarar ett
kontinuerligt flöde. FreeStyle 5 tillhandahåller motsvarande 5 l/min (liter per minut)
i en lättviktsförpackning som enkelt kan bäras och användas utanför hemmet.
FreeStyle 5 kan användas med fyra olika typer av strömförsörjning. (Se avsnittet”Strömförsörjning” nedan).

MN167-1 rev. D

SV-3

FreeStyle 5™

SV

Typiska användare:
AirSeps koncentratorer har utformats för att tillföra ett extra syre till användare som
lider av besvär till följd av sjukdomar som påverkar lungornas förmåga att ta upp
syre och överföra det till blodet. En praktisk fördel med oxygenkoncentratorn är att
inga kontinuerliga leveranser krävs (O2-flaska), och användaren kan därför leva ett
mer oberoende och rörligt liv både i och utanför hemmet. Oxygenkoncentratorn
används enligt läkares ordination och är inte avsedd att användas som
livsuppehållande apparat.
Även om behandling med oxygenkoncentrator kan ordineras för patienter i allaåldrar är den typiska patienten över 65 år gammal och har kroniskt obstruktiv
lungsjukdom (KOL). Patienterna har normalt god kognitiv funktion och måste haförmåga att kommunicera för att rapportera eventuella obehag. Om användare inte
kan meddela sig om obehag, eller inte kan läsa och förstå koncentratorns
märkning och bruksanvisning, rekommenderas endast användning underövervakning av någon som kan detta. Om något som helst obehag upplevs när
koncentratorns används rekommenderas det att patienten kontaktar sinvårdgivare. Patienten bör också ha reservsyre tillgängligt (t.ex. syreflaska)i händelse av strömavbrott eller fel på koncentratorn. Inga andra unika förmågor
eller kunskaper krävs för att använda koncentratorn.

FreeStyle 5 för flygresor – FAA-godkänd
FreeStyle 5 har godkänts av US Federal Aviation Administration (FAA) för
användning ombord på flygplan för passagerare med extra syrebehov påkommersiella flyg genom ett tillägg till SFAR 106 från 2012.
Dessutom har ett nytt beslut från Department of Transporation (DOT)/FAA fastställt att
USA-baserade flygbolag, samt internationella flyg till eller från USA, från och med den
13 maj 2009 måste tillåta att passagerare med FAA-godkända bärbara
oxygenkoncentratorer använder dem ombord, och under flygning, när det är
medicinskt nödvändigt. Kontakta de enskilda flygbolag som du vill resa med för
uppdaterad information om deras specifika regler för oxygenkoncentratorer.

MN167-1 rev. D

SV-4

FreeStyle 5™

SV----[Läs avsnittet Viktiga säkerhetsföreskrifter innan
du använder utrustningen.]----

Viktiga säkerhetsföreskrifter
Läs igenom följande viktiga säkerhetsföreskrifter
oxygenkoncentratorn FreeStyle 5 noggrant.

för

den

bärbaraDenna produkt tillhandahåller högkoncentrerad syrgas som
underlättar snabb förbränning. Tillåt inte rökning eller öppen
eld i samma rum som 1) denna apparat eller 2) syrefyllda
tillbehör. Om denna varning inte beaktas kan detta orsaka
allvarlig brand, materialskada och/eller orsaka personskada
eller dödsfall.

Sök omedelbart läkarvård om du känner obehag eller råkar ut
för en medicinsk nödsituation.

Värm inte över 60 °C

Denna enhet ska inte användas som livsuppehållandeapparat. Små barn och äldre eller andra patienter som inte kan
meddela sig om obehag när de använder enheten kan behöva
extra övervakning. Patienter med nedsatt hörsel och/eller syn
kan behöva hjälp med tillsyn av larmen.
Använd inte olja, smörjmedel och petroleumbaserade eller
andra lättantändliga produkter på de syrgasförande tillbehören
eller FreeStyle 5-enheten. Endast vattenbaserade,syrgaskompatibla krämer eller salvor får användas. Syre
accelererar förbränningen av lättantändliga ämnen.
Felaktig användning av FreeStyle 5 kan leda till att batterietöverhettas och antänds, vilket kan orsaka allvarlig skada. Se
till att inte sticka hål på, slå eller trampa på batteriet eller tappa
det eller på annat sätt utsätta det för kraftiga slag och stötar.

MN167-1 rev. D

SV-5

FreeStyle 5™

SV

Vid användning av FreeStyle 5 utomhus med nätadaptern ska
adaptern endast anslutas till ett uttag med jordfelsbrytare.

Risk för elektriska stötar. Ta ut nätsladden ur eluttaget innan
du rengör apparaten, för att undvika risken för elektriska
stötar. Endast återförsäljaren eller en behörig servicetekniker
får avlägsna skydden eller utföra service på apparaten.

Var försiktig så att FreeStyle 5-enheten inte blir blöt eller att
vatten tränger in i den. Det kan leda till funktionsfel eller att
enheten stängs av.

Användning av andra kablar och adaptrar än de som har
specificerats, med undantag för de kablar och adaptrar som
säljs av den medicinska utrustningens tillverkare som
reservdelar till interna komponenter, kan resultera i ökadutstrålning eller minskad immunitet för FreeStyle 5.

Inga ändringar av apparaten tillåts.

FreeStyle 5 ska inte användas angränsande till eller staplad
på eller under annan utrustning. Om angränsande eller
staplad användning är oundviklig, ska enheten kontrolleras för
normal drift.

Enligt federal lagstiftning (USA) får denna enhet endast säljas
eller leasas på läkares eller annan legitimerad vårdgivares
ordination.

I händelse av larm eller om du upptäcker att FreeStyle 5 inte
fungerar som den ska, se avsnittet Felsökning i den här
bruksanvisningen. Kontakta återförsäljaren om du inte kan lösa
problemet.

MN167-1 rev. D

SV-6

FreeStyle 5™

SV

Den bärbara oxygenkoncentratorn FreeStyle 5 kan användas
på natten, om det sker på ordination av läkare.

Om du använder FreeStyle 5-enheten utanför dess normala
drifttemperaturområde kan detta påverka prestandan och
förkorta batteritiden och/eller förlänga batteriets laddningstid.
(Se avsnittet Specifikationer i den här bruksanvisningen.)Se till att inte luftintagsfiltret eller luftutloppen bli blockerade.
Det kan leda till att FreeStyle 5-enheten överhettas, vilketpåverkar dess prestanda.

Använd inte enheten i ett begränsat eller slutet utrymme (t.ex. ien liten väska eller handväska) där ventilationen är begränsad.
Det kan leda till att FreeStyle 5-enheten överhettas, vilketpåverkar dess prestanda.
När FreeStyle 5-enheten används i bil, båt eller med andra
likströmkällor med likströmsadaptern måste fordonet varaigång innan FreeStyle 5-enheten ansluts. Om lampan på
likströmsadaptern inte tänds ska adaptern återställas: koppla ut
likströmsadaptern ur likströmsuttaget, starta fordonet igen ochåteranslut adaptern till likströmsuttaget. Underlåtenhet att följa
dessa anvisningar kan leda till att FreeStyle 5 inteströmförsörjs.
Koppla ur och ta med dig FreeStyle 5-enheten när bilen som duanvänder den i är avstängd. Förvara aldrig FreeStyle 5-enheten
i en mycket het bil eller i andra liknande omgivningar med högaeller låga temperaturer. FreeStyle 5: s prestanda kan påverkas
om den används eller förvaras utanför dess normala
temperaturvärden. (Se avsnittet Specifikationer i den här
bruksanvisningen.)

MN167-1 rev. D

SV-7

FreeStyle 5™

SV

Om FreeStyle 5 har förvarats utanför normala drifttemperaturer
under en längre tid, ska du låta enheten återgå till normal
driftstemperatur innan den startas. (Se avsnittet Specifikationer
i den här bruksanvisningen.)Det är mycket viktigt att enbart ställa in den ordinerade nivån av
syre. Pulsflödesinställningen får endast ändras i samråd med
läkaren.

Byt ut den kasserbara katetern enligt rekommendationen fråntillverkaren eller återförsäljaren. Du kan beställa nya frånåterförsäljare.

Placera inte koncentratorn så att det blir svårt att nåströmsladden.

Koncentratorn ska placeras på så sätt att den inte utsätts för
luftburna föroreningar eller ångor.

Kateterslangen ska vara veckresistent och kunna användas med
en total längd på upp till max. 7,6 m.

Kontrollera att katetern är helt införd och sitter fast ordentligt. Påså sätt säkerställs att FreeStyle 5-enheten kan spåra inandningen
för att kontrollera syrgastillförsel.

Förvaring av FreeStyle 5 under längre perioder i höga
temperaturer eller med ett fulladdat eller helt urladdat batteri kan
förkorta batteriets totala livslängd.

MN167-1 rev. D

SV-8

FreeStyle 5™

SV

Det kan, beroende på FreeStyle 5-batteriets temperatur, ta flera
minuter innan laddningscykeln börjar efter att du har anslutit det
till en strömkälla. Detta är ett normalt och avsett att garantera
säkra laddningsförhållanden.

FreeStyle 5: s batteri behöver inte laddas ur helt före laddning.
Det rekommenderas att du laddar batteriet i FreeStyle 5 efter
varje användning.

Det kan ta flera minuter efter att strömmen har anslutits innan
laddning påbörjas, beroende på batteriets internadrifttemperatur. Detta är ett normalt och avsett att garantera
säkra laddningsförhållanden. Det är mer sannolikt att detta
inträffar när batteriet varit helt urladdat.

Vid anslutning till ett växelströms- eller likströmsuttag laddas
batteriet till full kapacitet, oavsett om enheten är i drift eller
avstängd.

Om det inbyggda batteriet laddas ur helt och FreeStyle 5 stängs
av, kan enheten inte startas igen med AirBelt. Skulle detta
inträffa ska FreeStyle 5 anslutas till ett växelströms- eller
likströmsuttag en kort stund för att få tillräckligt med internbatteriström för att startas. Sedan kan AirBelt anslutas och geytterligare driftstid.

Om FreeStyle 5-nätadapter förblir ansluten när batteriet är
fulladdat släcks de fyra LED-lamporna inom två och en halv
timme.

Det kan hända att du först måste ansluta FreeStyle 5: slikströms- eller växelströmsadapter till FreeStyle 5-enheten
innan enheten för första gången drivs med batteri.
Återförsäljaren kan dock ha utfört detta steg åt dig redan.

MN167-1 rev. D

SV-9

FreeStyle 5™

SV

Använd endast AirSeps art.nr. FI194-1 som luftintagsfilter för
den här enheten.

Använd inte FreeStyle 5-enheten utan att luftintagsfiltret är påplats. Om du har ett extra filter sätter du i ersättningsfiltret innan
du tvättar det smutsiga filtret.

AirSep rekommenderar att denna utrustning inte steriliseras.

Utför inget underhåll utöver de tänkbara lösningar som beskrivs
i denna bruksanvisning.

Bärbar och mobil FR-kommunikationsutrustning kan påverka
medicinsk elektrisk utrustning.

Det uppladdningsbara litiumjonbatteriet som används i FreeStyle
5-enheten behöver inte laddas ur helt före laddning. Det
rekommenderas att du laddar batteriet oavsett kapacitetsnivån
efter användning.
Batteriet laddas både när enheten är avstängd och när enheten
drivs med likströms- eller växelströmsadaptern.
Litiumbatterier kan förlora sin kapacitet permanent när de utsätts
för extremt höga temperaturer medan batteriet är fulladdat eller
helt urladdat. För längre tids förvaring rekommenderas det att
batteriet laddas till 25 till 50 % och förvaras på temperaturen 23°C ± 2 °C.

MN167-1 rev. D

SV-10

FreeStyle 5™

SVSkyltar med ”Rökning förbjuden – syrgas används” måste finnas
tydligt placerade i hemmet, eller där oxygenkoncentratorn
används. Patienterna och deras vårdgivare måste informeras
om faran med att röka i närheten av, eller under användning av,
medicinskt syre.

MN167-1 rev. D

SV-11

FreeStyle 5™

SV

Viktiga säkerhetsföreskrifter för AirBelt (tillval)
Felaktig användning av AirBelt kan leda till att batterietöverhettas och antänds, vilket kan orsaka allvarlig skada. Se
till att inte sticka hål på, slå eller trampa på batteriet eller tappa
det eller på annat sätt utsätta det för kraftiga slag och stötar.

Sätt tillbaka säkerhetshylsan på AirBelt-sladden när den inteanvänds.

Försök inte ladda AirBelt (tillval) med FreeStyle 5-nätadapter
eftersom det kan skada AirBelt.
Använd endast den medföljande AirBelt-adaptern för att
ladda AirBelt.
Beroende på AirBelts temperatur kan det ta flera minuter efteranslutning till strömförsörjning innan laddningscykeln inleds.
Detta är ett normalt och avsett att garantera säkra
laddningsförhållanden.

AirBelt behöver inte laddas ur helt före laddning. Det
rekommenderas att du laddar AirBelt efter varje användning.

Litiumbatterier kan förlora sin kapacitet permanent om de utsätts
för extremt höga temperaturer medan batteriet är fulladdat eller
helt urladdat. För längre tids förvaring rekommenderas det att
batteriet laddas till 25 till 50 % och förvaras på temperaturen
23 °C +/- 2 °C.

MN167-1 rev. D

SV-12

FreeStyle 5™

SV[Läs avsnittet Viktiga säkerhetsföreskrifter innan du använder denna utrustning.]

Komma igång med den bärbara oxygenkoncentrator FreeStyle 5
Förpackningen med FreeStyle 5 innehåller följande artiklar, se bild 1-3. Kontaktaåterförsäljaren om något saknas.
••••

Den bärbara oxygenkoncentratorn FreeStyle 5 med bärväska
Bruksanvisning (ej på bild)
Nätadapter (100–240 V, 50/60 Hz) med nätsladd
Likströmsadapter för bil

Figur 1: FreeStyle 5-enheten

Figur 2: FreeStyle 5-enhetens nätadapter/nätsladd

MN167-1 rev. D

SV-13

FreeStyle 5™

SV

Figur 3: FreeStyle 5 likströmsadapter

Som extrautrustning finns även ett AirBelt för ökad batterilivslängd. Förpackningen
innehåller följande (se figur 4):••

AirBelt batteribälte
Växelströmadapter (100–240 V, 50/60 Hz) med nätsladd
Felaktig användning av FreeStyle 5 AirBelt kan leda till att
batteriet överhettas och antänds, vilket kan orsaka allvarlig
skada. Se till att inte sticka hål på, slå eller trampa på batteriet
eller tappa det eller på annat sätt utsätta det för kraftiga slagoch stötar.

MN167-1 rev. D

SV-14

FreeStyle 5™

SV

Läs alla varningar, säkerhetsföreskrifter och anvisningar för AirBelt
före användning.
Se sidan 9, "Viktiga säkerhetsföreskrifter för AirBelt (tillval)".
Andra valfria tillbehör som finns är till exempel en sele för att enkelt göra om
FreeStyle 5: s bärväska till en ryggsäck (art.nr.MI284-1), se figur 5. FreeStyle 5
kan också bäras runt midjan om så önskas genom att du trär AirBelt eller ett annat
bälte genom öglorna på FreeStyle 5: s bärväska. (Se figur 6). Den valfria
tillbehörsväskan (art.nr. MI286-1) gör det ännu bekvämare att resa genom att dukan bära alla strömförsörjningstillbehör och AirBelt och/eller selen för användningnär du kommer fram.

Figur 4: AirBelt och nätadapter/nätsladd

MN167-1 rev. D

SV-15

FreeStyle 5™

SV

Figur 5: FreeStyle 5-enheten buren som ryggsäck

Figur 6: FreeStyle 5-enheten buren runt midjan

Sätt tillbaka säkerhetshylsan på AirBelt-sladden när den inteanvänds.

Bekanta dig med de olika komponenterna innan du använder FreeStyle 5 för första
gången. Detta illustreras i figurerna på följande sidor och diskuteras längre fram imanualen.

Ladda batteriet
Var noga med att kontrollera att batteriet är fulladdat innan du ger dig ut med
FreeStyle 5 (detta gäller även första gången). För att kontrollera batterinivån
trycker du på BATT på FreeStyle 5: s knappsats. Lysdioderna vid batterimätaren
ovanför BATT-knappen tänds för att vissa laddningsnivån på det inbyggda batteriet(25–100 %). Obs!Obs! Det inbyggda batteriet laddas när enheten drivs på växeleller likström. Du laddar FreeStyle 5: s inbyggda batteri genom att helt enkelt
ansluta nätadaptern eller likströmsadaptern till enhetens anslutning för nätström(se figur 7). Kontrollera först att strömsladden är i rätt riktning i förhållande till
anslutningen. Jämför den ”D”-formade kontakten på strömadaptern med
anslutningen på FreeStyle 5. De måste ha samma riktning. När strömsladden ska
avlägsnas måste frigöringsknappen tryckas in för att sladden ska gå att lossa från
MN167-1 rev. D

SV-16

FreeStyle 5™

SV

FreeStyle 5. Det säkerställer att varken enheten eller de eldrivna tillbehören
skadas.

Tryck in för
att lossa
strömsladden.
FreeStyle 5enhetens
strömanslutning

Figur 7: Ladda det inbyggda batteriet

AirBelt (tillval)
Som tillval finns det ett AirBelt som förlänger FreeStyle 5: s batteridrift.
AirBelt (tillval, se figur 9) kan strömförsörja FreeStyle 5-enheten i upp till 7 timmar.
Se till att AirBelt har laddats tillräckligt innan du använder det. Det tar cirka
3 timmar att ladda det fullt.
AirBelt är utrustat med en batterimätare/indikator som visar laddningsnivån
(25-100 %). För att kontrollera batterinivån trycker du på knappen på AirBelts
knappsats. Batterimätarens indikatorer tänds och visar laddningsnivån på batteriet(25-100 %).

MN167-1 rev. D

SV-17

FreeStyle 5™

SV

Figur 8: Ladda AirBelt-batteriet

Ladda AirBelt (tillval)Så här laddasAirBelt-batteriet för långvarigt bruk:
1) Avlägsna säkerhetshylsan från änden av AirBelt-sladden (se figur 4).
2) Anslut växelströms/likströmsadaptern (medföljer AirBelts tillbehörssats)till änden av AirBelts elsladd, se figur 9.
3) Anslut AirBelts nätadapter till vägguttag för uppladdning.
AirBelt

Ansluta AirBelt-sladdentill nätadaptersladden

PW009-2
växelströms/likströmsnätadapter
AirBelts växelströms/
likströmsadapter

Figur 9: Ansluta AirBelt-batteriet för laddning•••

FreeStyle 5: s AirBelt laddas komplett från helt urladdat tillstånd på cirka
3 timmar.
Vid laddning av ett fullständigt urladdat batteri fortsätter LED-lampan att blinka
tills batteriet har en laddning på 25 %. Den lyser sedan med ett fast sken.
Alla fyra LED-lamporna, 25-100 %, blinkar enligt beskrivningen ovan och lyser
sedan med fast sken när batteriet når den aktuella laddningsnivån.

MN167-1 rev. D

SV-18

FreeStyle 5™
•

SV

När alla LED-lamporna lyser med ett fast sken är batteriet fulladdat. Därefter
lyser lamporna med fast sken en stund innan de slocknar alla fyra.
Litiumbatterier kan förlora sin kapacitet permanent när de utsätts
för extremt höga temperaturer medan batteriet är fulladdat eller
helt urladdat. För längre tids förvaring rekommenderas det att
batteriet laddas till 25 till 50 % och förvaras på temperaturen
23 °C +/- 2 °C.
Beroende på AirBelts temperatur kan det ta flera minuter efteranslutning till strömförsörjning innan laddningscykeln inleds.
Detta är ett normalt och avsett att garantera säkra
laddningsförhållanden.

AirBelt behöver inte laddas ur helt före laddning. Det
rekommenderas att du laddar AirBelt efter varje användning.

----[Läs avsnittet Viktiga säkerhetsföreskrifter innan duanvänder utrustningen.]----

Näskateter
En näskateter och slangar används för att förse användaren med syre frånFreeStyle 5-enheten. Slangarna är kopplade till enhetens syreventil (se figur 10).

Figur 10: Ansluta kateter till FreeStyle 5: s oxygenventil

AirSep rekommenderar en näskateter med en slang på 2,1 m, AirSep art.nr.
MN167-1 rev. D

SV-19

FreeStyle 5™

SV

CU002-1. Andra längder på slangar på upp till 7,6 m, inklusive näskateter, kanockså användas.

Byt ut engångskatetern med jämna mellanrum efter normalt
bruk. Du kan beställa nya från återförsäljare.

Kateterslangen ska vara veckresistent och kunna användas med
en total längd på upp till max. 7,6 m.

Följ alltid katetertillverkarens instruktioner för en korrekt
användning. Rådfråga sjukvårdspersonalen för att avgöra hur
ofta katetetern behöver bytas.

Kontrollera att katetern är helt införd och sitter ordentligt. Det
säkerställer att FreeStyle 5-enheten kan spåra inandning för att
kontrollera syretillförsel.

MN167-1 rev. D

SV-20

FreeStyle 5™

SV

FreeStyle 5-enhetens komponenter

Handtag
Syrgasventil

Luftutlopp

Luftutlopp

Intag för nätanslutningar
Luftintag/filterhölje

Figur 11: FreeStyle 5 utvändigt – framsidan

MN167-1 rev. D

SV-21

FreeStyle 5™

SV

Dammskydd
Larmindikator

Pulsflödesindikator(er)Batterimätare/indikator(er)Flödesväljare(Inbyggt) batteriknapp

Figur 12: Närbild av knappsats/larmdisplay

Beteckning/
patientanvisningar

Figur 13: FreeStyle 5 utvändigt – baksidan

Nu när du känner till FreeStyle 5: s komponenter kan du gå igenom instruktionernapå följande sidor för information om hur FreeStyle 5 används.

MN167-1 rev. D

SV-22

FreeStyle 5™

SV[Läs avsnittet Viktiga säkerhetsföreskrifter innan du använder denna utrustning.]

Användarinstruktioner
1.

Ta fram och placera FreeStyle 5 så att luftintag och luftutlopp inte
blockeras.

2.

Tillför ström till enheten från a) det inbyggda batteriet, b) AirBelt, c) ett
likströmsuttag (som i en bil eller motorbåt) eller d) ett vägguttag för
växelström (ett vanligt vägguttag). (Seavsnittet Strömförsörjning i den här
bruksanvisningen.)Använd inte olja, smörjmedel och petroleumbaserade eller
andra lättantändliga produkter på de syrgasförande tillbehören
eller FreeStyle 5-enheten. Endast vattenbaserade,syrgaskompatibla krämer eller salvor får användas. Syre
accelererar förbränningen av lättantändliga ämnen.

Värm inte över 60 °C

Det kan vara nödvändigt att först ansluta FreeStyle 5: slikströms- eller växelströmsadapter till FreeStyle 5-enheten
innan enheten för första gången drivs med batteri.
Din återförsäljare kan ha utfört detta steg åt dig redan.
1.
2.
3.

4.
5.

Anslut katetern till syreventilen.
Öppna enhetens dammskydd.
Slå på FreeStyle 5-enheten genom att trycka på 1, 2, 3, 4 eller 5 på
knappsatsen för att ställa in flöde i liter som läkaren har ordinerat. Den
gröna lysdioden ovanför den aktuella knappen tänds. Varje gång du slårpå FreeStyle 5-enheten hörs en kort larmsignal. Detta visar att FreeStyle
5 är påslagen och kan användas.
För att ändra pulsflödesinställningen trycker du på önskad knapp. Det är
normalt att ljudet förändras när du ändrar inställningarna.
För att stänga av FreeStyle 5-enheten trycker du på den pulsflödesknapp
vars lysdiod lyser.

När FreeStyle 5-enheten känner av inandning tillförs syre genom katetern.
Det tar cirka två minuter att nå minimal syrekoncentration efter det att FreeStyle 5enheten slagits på.

MN167-1 rev. D

SV-23

FreeStyle 5™

SV[Läs avsnittet Viktiga säkerhetsföreskrifter innan du använder denna utrustning.]

Strömförsörjning
FreeStyle 5 kan drivas på fyra olika sätt – med det inbyggda batteriet, växelström,
likström samt med det batteridrivna bältet AirBelt (tillval) i kombination med
enhetens inbyggda batteri.
1.

2.

3.

4.

Inbyggt batteri: Ett laddningsbart, inbyggt batteri sitter i varje FreeStyle
5-enhet. När det är fulladdat kan det förse FreeStyle 5-enheten med
ström i upp till 3 timmar. En ljudsignal hörs när batteriet börjar bli svagt.
Detta larm beskrivs i avsnittet Larm/lampindikatorer nedan.
Ladda batteriet: Du laddar det inbyggda batteriet genom att ansluta
FreeStyle 5-enheten antingen till nätadaptern och ett 100-240 V
växelströmsuttag (50/60 Hz) eller till ett likströmsuttag i en bil (båt,husvagn osv.) Ett urladdat batteri tar cirka 3 timmar och 15 minuter att
ladda upp helt. Du bör ladda batteriet, även om det bara är delvis
urladdat, så ofta som möjligt.
Växelströmförsörjning: Med växelströmsadaptern kan FreeStyle 5
anslutas till uttag på 100-250 V, 50-60 Hz. Denna nätadapter omvandlar
100-240 V växelström till likström för FreeStyle 5-enheten. När FreeStyle
5 används med nätadaptern drivs enheten med ström från nätuttaget
samtidigt som enhetens batteri laddas.
Likströmsförsörjning: En likströmsadapter används för att ansluta
FreeStyle 5-enheten till ett 12 V-uttag i en bil (båt, husvagn osv.). När
FreeStyle 5 är ansluten till bilens likströmsuttag drivs FreeStyle 5 med
bilbatteriet samtidigt som FreeStyle 5: s batteri laddas.
Tillvalet AirBelt (externt batteribälte): FreeStyle 5 kan också drivas
med ett externt batteribälte. Detta bälte kan fästas runt midjan och
strömförsörjer Freestyle 5-enheten, när det används i kombination med
ett fulladdat inbyggt batteri, med i upp till7timmar. Bältet ansluts till
FreeStyle 5-enhetens elingång och laddas upp genom att det ansluts tillbatteribältets egen växelströmsadapter.
När AirBelt används medan det inbyggda batteriet är fulladdat kommer
FreeStyle 5: s inbyggda batteri att laddas ur före AirBelt. AirBelt måste
anslutas till FreeStyle 5-enheten innan FreeStyle 5: s batteri är helt
urladdat. Var uppmärksam på och anslut AirBelt till FreeStyle 5-enheten
innan det inbyggda batteriet urladdats till 25 % eller mindre.

MN167-1 rev. D

SV-24

FreeStyle 5™

SV

Om det inbyggda batteriet laddas ur helt och FreeStyle 5stängs av, kan enheten inte startas igen med AirBelt. Skulle
detta inträffa ska FreeStyle 5 anslutas till ett växelströmseller likströmsuttag en kort stund för att få tillräckligt med
intern batteriström för att startas. Sedan kan AirBelt anslutas
och ge ytterligare driftstid.

FilterLuft kommer in i FreeStyle 5-enheten genom ett luftintagsfilter under höljet nedtill
på oxygenkoncentratorns framsida. (Se figur 14 och 15.) Detta filter förhindrar att
damm och andra stora partiklar i luften tränger in i enheten. Se till att filtret är rentoch korrekt placerat innan du startar FreeStyle-enheten. (Se avsnittet ”Rengöring,skötsel och lämpligt underhåll/Filter/Luftintagsfilter” i den här bruksanvisningen.

Figur 14: Borttagning av luftintagets
filterhölje

MN167-1 rev. D

SV-25

FreeStyle 5™

SV

Figur 15: Borttagning av filtret frånfilterhöljet

Använd inte FreeStyle 5-enheten utan att luftintagsfiltret är påplats. Om du har ett extra filter sätter du i ersättningsfiltret innan
du tvättar det smutsiga filtret.

Använd endast AirSeps art.nr. FI194-1 som luftintagsfilter för
den här enheten.

MN167-1 rev. D

SV-26

FreeStyle 5™

SV

Ställa in flödesväljaren
FreeStyle 5-enheten har 5 pulsflödesinställningar: 1, 2, 3, 4 och 5, vilket ger flöden
som motsvarar 1-5 l/min syre. Öppna dammskyddet över knappsatsen och tryck
på 1, 2, 3, 4 eller 5 för det pulsflöde av syre som läkaren har ordinerat. (Se figur
16 och 17.)

Figur 16: Öppna dammskyddet över knappsatsen

Figur 17: Trycka på flödesväljare

MN167-1 rev. D

SV-27

FreeStyle 5™

SVDet är mycket viktigt att enbart ställa in den ordinerade nivån av
syre. Pulsflödesinställningen får endast ändras i samråd med
läkaren.

Larm/lampindikatorer
När FreeStyle 5-enheten känner av en inandning sänds en puls av syreberikad luft
genom näskatetern. Den gröna lampan på kontrollpanelen blinkar varje gång ett
andetag detekteras.
När enheten är påslagen och samtidigt laddas genom anslutning till ett
växelströms- eller likströmsuttag visar dessutom FreeStyle 5-enhetens
batterimätare batteriets laddningsnivå (25 till 100 % laddning) och förblir påslagencirka 2,5 timmar efter det att fullständig laddning har nåtts.
En ljudsignal hörs om FreeStyle 5: s batteri är svagt, om katetern lossnar eller om
enhetens prestanda ligger utanför specifikationerna. Ljud- och ljussignalernaförklaras ingående nedan och sammanfattas i en tabell längre fram i detta avsnitt.
I händelse av ett larm eller om du upptäcker att FreeStyle 5
inte fungerar som den ska, se avsnittet Felsökning i den här
bruksanvisningen. Kontakta återförsäljaren om du inte kanlösa problemet.

Sök omedelbart läkarvård om du känner obehag eller råkar ut
för en medicinsk nödsituation.

•••

Systemstart
Ett kort larm ljuder vid starten. FreeStyle 5-enheten börjar arbeta när larmet
upphör.
Låg batterinivå
När batteriets styrka sjunker till en låg nivå hörs en återkommande kortlarmsignal och den gula batterilampan/indikatorn för 25 % (figur 12) blinkar.
När detta inträffar ska FreeStyle 5-enheten anslutas till ett likströms- eller
växelströmsuttag eller så måste användaren byta till annan syrekälla inomtvå minuter. När FreeStyle 5 är ansluten till ett likströms- eller
växelströmsuttag fungerar enheten samtidigt som batteriet laddas.
Batterinivån visas på batterimätaren/batteriindikatorerna.
Urkopplad kateter

MN167-1 rev. D

SV-28

FreeStyle 5™

•

•

SV

När FreeStyle 5 är igång men inte känner av andning, ljuder ett kontinuerligt
larm och de gula larmlamporna tänds efter 15 minuter. Om detta sker ska
kateterns anslutning till FreeStyle 5-enheten kontrolleras. Kontrollera ävenatt näskatetern sitter på ordentligt på plats över ansiktet och var noga med
att andas genom näsan(Läkaren kan vid behov rekommendera en hakrem.)Om larmet fortfarande hörs, byt till en annan syrgaskälla, om möjligt, ochkontakta återförsäljaren.
FreeStyle 5-enhetens kapacitet har överskridits
Om din andningsfrekvens får FreeStyle 5: s kapacitet att överskridas, hörs
ett snabbt larm varannan sekund och den gula larmlampan blinkar.
När detta sker ligger andningsfrekvensen för FreeStyle 5 utanför
specifikationerna för enheten. Minska all fysisk aktivitet, stäng av larmen
genom att starta om enheten och byt om så behövs och om det är möjligt
till en annan syrgaskälla och kontakta återförsäljaren.
Allmänt tekniskt fel
Om FreeStyle 5 har en generell funktionsstörning hörs en snabb larmsignal
varannan sekund och den röda larmlampan lyser med fast sken. När dettasker ligger den syrekoncentration som FreeStyle 5 matar under
specifikationerna för enheten. Byt till en annan syrgaskälla, om möjligt, ochkontakta återförsäljaren.
Denna enhet ska inte användas som livsuppehållandeapparat. Små barn och äldre eller andra patienter som inte
kan kommunicera obehag medan de använder enheten kan
behöva extra övervakning. Patienter med nedsatt hörsel
och/eller syn kan behöva hjälp med tillsyn av larmen.

MN167-1 rev. D

SV-29

FreeStyle 5™

SVÅtgärdsöversikt för FreeStyle 5: s larm/lampindikatorer
Status

Larmsignal

Ljus

IndikationÅtgärdIndikator

Kortvarigt,
kontinuerligt,
vid starten(Grön) puls,
lyser hela tiden

FreeStyle 5-enhetenär påslagen.

Du kan börja
använda FreeStyle
5-enheten.

Indikator

Nej(Grön) puls,
blinkar

FreeStyle 5-enheten
levererar syrgas som
pulsflöde.

Fortsätt att använda
FreeStyle 5-enheten
som vanligt.

Indikator

NejNivåindikator

Batterinivå.

Ladda enligt vad
som visas.

Larm

Oavbruten:
Pipsignal(Gul)larmindikator,
lyser med fastsken

Enheten har inte
känt av någon
andning under enförutbestämd
tidsrymd.

Kontrollera
kateterkopplingen.
Se till att du andas
genom näsan.
Kontaktaåterförsäljaren om
larmet fortsätter.

LarmÅterkommande:
Pipsignal

25 % (gul) BATT
(batteri);batteriindikatorn
blinkarBatteriets spänningär för låg för att driva
FreeStyle 5-enheten.

Anslut omedelbart
FreeStyle 5-enheten
till ett likströms- eller
växelströmsuttag.

LarmÅterkommande:två pip

25 % (gul) BATT
(batteri);batteriindikatorn
blinkarBatteriavstängningpå grund av låg
spänning.

Anslut omedelbart
FreeStyle 5-enheten
till ett likströms- eller
växelströmsuttag.

MN167-1 rev. D

SV-30

FreeStyle 5™

SV

Larm

Snabbt ochåterkommande:
Pip, pip, pip…

(Gul)larmindikator,
blinkarAndningsfrekvensenöverskrider
FreeStyle 5enhetens kapacitet.

Minska aktivitetenoch byt sedan omså behövs till enannan tillgänglig
syrgaskälla.
Kontaktaåterförsäljaren.

Larm

Snabbt ochåterkommande:
Pip, pip, pip…

(Röd) larm, lyser
med fast sken

En generell
funktionsstörning på
FreeStyle 5-enheten
har uppstått.

Stäng av enheten.
Byt till en annansyrgaskälla och
kontaktaåterförsäljaren.

Dubbel display:
Larmtillstånd (gul)
Allmänt tekniskt fel (röd)

Figur 16: Larmindikator

MN167-1 rev. D

SV-31

FreeStyle 5™

SV

Rengöring, skötsel och lämpligt underhåll
Hölje
Stäng av FreeStyle 5-enheten och koppla ur nätsladden innan
höljet rengörs.

Använd inte vätska direkt på FreeStyle 5-enheten för att rengöra
den. Bland de kemikalier som enligt plasttillverkaren är olämpliga
finns bland annat följande: alkohol och alkoholbaserade produkter,koncentrerade klorbaserade produkter (etylenklorid) och
oljebaserade produkter (Pine-Sol, Lestoil). Dessa får INTE
användas för rengöring av FreeStyle 5: s plasthölje eftersom de kan
skada plasten.

Byt ut den kasserbara katetern enligt rekommendationen fråntillverkaren eller återförsäljaren. Du kan beställa nya frånåterförsäljare.

Håll FreeStyle 5-enheten ren och fri från fukt och damm. Rengör
plasthöljet med jämna mellanrum genom att torka med en luddfri
trasa eller med ett milt rengöringsmedel och en fuktig trasa ellersvamp. Var särskilt noga med syrgasventilen tillkateterkopplingen så att den förblir fri från damm, vatten och
partiklar.

Följ tillverkarens samtliga anvisningar för att förhindra att AirSepgarantin upphävs.

MN167-1 rev. D

SV-32

FreeStyle 5™

SV

FilterLuftintagsfilter
Minst en gång i veckan ska det nedre höljet på enhetens framsida avlägsnas och
luftintagsfiltret som sitter på höljets insida göras rent. (Se avsnittet Filter i den här
bruksanvisningen.) Återförsäljaren kanske ger rådet att rengöra det oftare
beroende på vilka specifika användningsförhållanden som råder. Följ dessa
anvisningar för att göra rent luftintagsfiltret ordentligt:
1.

Avlägsna filtret från luftintagsfilterhöljet och tvätta det med tvål och
varmt vatten.

2.

Skölj filtret noga och torka av det ordentligt med en mjuk, absorberande
handduk. Se till att filtret är torrt innan det sätts tillbaka.

3.

Sätt tillbaka det torra filtret.
Använd inte FreeStyle 5-enheten utan att luftintagsfiltret är på plats.
Om du har ett extra filter sätter du i ersättningsfiltret innan du tvättar
det smutsiga filtret.

AirSep rekommenderar att denna utrustning inte steriliseras.

Bärväska
För att rengöra bärväskan och axelremmen borstar du bara av dem med varmtvållösning (doppa eller skölj inte väskan) och låter dem sedan lufttorka. Tvätta inte
väskan i maskin och torka den inte i torktumlare eller torkskåp.

FreeStyle 5-tillbehör
Utöver näskatetern rekommenderar AirSep att du inte använder några andra
tillbehör till FreeStyle 5 än de som anges nedan och som tillhandahålls av AirSep
via återförsäljaren. Om tillbehör som inte anges nedan används kan det påvera
den bärbara FreeStyle 5-oxygenkoncentratorns prestanda och/eller säkerhet.

MN167-1 rev. D

SV-33

FreeStyle 5™

SV

Artikelnummer/beskrivning
PW021-1 växelströmsadapter (PW021 sladdlängd 1,4 m/4 fot) med CD023-1
strömsladd 120 V växelström (2,4 m)
PW021-2 AC växelströmsadapter med CD017-2 europeisk strömsladd (2,5 m)
PW021-3 AC växelströmsadapter med CD025-1 australiensisk strömsladd 250
V växelström (2,6 m)
PW021-4AC växelströmsadapter med CD017-4 brittisk strömsladd (2,5 m)
PW024-1 likströmsadapter med strömsladdsadapter(sladdlängd biladaptersida 1 m; sladdlängd nätadaptersida 0,9 m)
BT017-1 AirBelt med nätströmsadapter (BT017 förlängd sladdlängd 1,2 m)
med CD023-1 strömsladd 120 V växelström (2,4 m)
BT017-2 AirBelt med nätadapter med CD017-2 europeisk strömsladd (2,5 m)
BT017-3 AirBelt med nätadapter med CD025-1 australiensisk strömsladd
250 V växelström (2,6 m)
BT017-4 AirBelt med nätadapter med CD017-4 brittisk strömsladd (2,5 m)
MI194-1 Luftintagsfilter
MI 371-1 Bärväska
MI284-1 tillval för axelsele för att omvandla FreeStyle 5: s bärväska till en
ryggsäck
MI240-2 AirBelt-förlängare
MI372-1 Tillbehörsväska
MI378-1 Vagn
Användning av andra kablar och adaptrar än de som har
specificerats, med undantag för de kablar och adaptrar som
säljs av den medicinska utrustningens tillverkare som
reservdelar till interna komponenter, kan resultera i ökadutstrålning eller minskad immunitet för FreeStyle 5.

MN167-1 rev. D

SV-34

FreeStyle 5™

SV

Material i direkt eller indirekt kontakt med patienten
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Koncentratorhölje ....................................Valtra/ABS/polystyren
Koncentratorns kontrollpanel ...................Polyester EBG7 eller
motsvarande
Kontrollpanelens lucka ............................Polykarbonat
Koncentratorns handtag ..........................Polykarbonat
Gasutttag, munstycke ..............................Polykarbonat
Luftintagsfilter ..........................................Skumgummi, polyester
Enhetens etikett.......................................Lexan
Enhetens fötter ........................................Polyuretan
Sladdkontakter ........................................Polykarbonat/vinylklorid
Nätsladd(ar).............................................PVC, metall
Nätadapter...............................................Lexan 940 (Polykarbonit)
Koncentratorns bärväska ........................100 % mikrofiber i polyester
med PVC-foder
Batteriväska, bälte och rem .....................100 % mikrofiber i polyester
med PVC-foder
Vagn ........................................................Polypropylenplast, stål och
aluminumFörpackning.............................................Dubbelförstärkt, korrugerad
kartong

ReservsyreÅterförsäljaren kanske rekommenderar att du även har en reservsyrgas,
i händelse av att ett tekniskt fel eller strömavbrott uppstår.

Felsökning
FreeStyle 5 har utformats för flera års problemfri användning.
Om den bärbara oxygenkoncentratorn FreeStyle 5 inte fungerar som den ska, senedanstående tabell för möjliga orsaker och lösningar och kontakta återförsäljaren
vid behov.

Utför inget underhåll utöver de tänkbara lösningar som beskrivs
i denna bruksanvisning.

MN167-1 rev. D

SV-35

FreeStyle 5™

SV

Problem

Trolig orsakÅtgärdFreeStyle 5-enheten
fungerar inte när enpulsflödesväljarknapphålls nedtryckt.

Batteriet är urladdat.

Anslut enheten till ett
likströms- eller
växelströmsuttag.

Funktionsstörning.

Kontakta återförsäljaren
och byt om nödvändigt
till en annansyrgaskälla.
En kontinuerlig
larmsignal ljuder och(den gula) larmlampan
blinkar.

FreeStyle 5 har inte
registrerat något
andetag på 15
sekunder.

Kontrollera
kateterkopplingen.
Se till att
kateterslangarna inte är
vikta eller klämda.
Kontrollera att katetern
sitter på plats och att duandas genom näsan.
För andning genom
munnen kan läkaren vid
behov rekommendera
en hakrem.

Återkommande
larmtillstånd och (dengula) lampan blinkar.

Batteriet behöver
laddas.

Anslut till ett likströmseller växelströmsuttag
inom 2 minuter eller till
AirBelt (tillval).

Återkommande
larmtillstånd, (den gula)lampan blinkar och
FreeStyle 5 stängs av.

Batteriets spänning är
för låg för att driva
FreeStyle 5-enheten.

Anslut enheten till ett
likströms- eller
växelströmsuttag
omedelbart.

Återkommande
larmtillstånd och (dengula) lampan blinkar.

Andningsfrekvensen
har överskridit
FreeStyle 5-enhetens
kapacitet.

Minska aktiviteten och
starta om enheten för
att återställa den. Om
nödvändigt och omsådan finns, byt till enannan syrgaskälla och
kontakta återförsäljaren.

MN167-1 rev. D

SV-36

FreeStyle 5™

SV

Problem

Trolig orsakÅtgärdSnabbt blinkande
larmtillstånd och (denröda) lampan tänds.

Ett allmänt tekniskt fel
har uppstått.

Byt till en annansyrgaskälla, om möjligt,
och kontaktaåterförsäljaren.

Enheten startar inte med
batteridrift.

Enheten kan vara för
varm eller för kall om
den lämnats utomhus,
exempelvis i bilen.

Låt enheten nå normal
driftstemperatur, vilket
kan ta flera minuter om
den utsatts för extrema
temperaturer. Anslut vid
behov tillfälligt enheten
till ett uttag med hjälp av
likströms- eller
nätadaptern för att
återställa det inbyggda
batteriet.

Fördröj laddning av det
inbyggda batteriet.

Det inbyggda batteriet
Enheten kan användas,överskrider
men laddningen kanske
laddningstemperaturen. inte återupptas förrän
batteriets temperatur
har sjunkit. (Seanmärkningarna under
Batteriladdning.)

Enheten larmar när den
är ansluten till
likströmsuttaget i bilen.

Ingen ström till enhetenom batteriet är urladdat
och likströmsuttaget
inte laddar.

Övriga problem.

MN167-1 rev. D

Koppla bort nätadapternfrån bilens uttag, starta
bilen igen och anslut
nätadaptern till bilens
likströmsuttag för att
återställa nätadaptern.
Byt till en annansyrgaskälla, om möjligt,
och kontaktaåterförsäljaren.

SV-37

FreeStyle 5™

SVSpecifikationer för FreeStyle 5
Syrgaskoncentration*
Pulsdos:

Mått:
Vikt:
Ström:

Batteritid(Laddningsbart
litiumbatteri)

Batteriladdningstid:
Uppstarttid
Batteriets livstid:
Ljudlarm och
pulsvisuellaindikatorer:**Temperaturintervall:

MN167-1 rev. D

Pulsinställning 1-5, motsvarar ett kontinuerligt flöde
av 90 % syrgas +5,5/-3 %Inställning 1: 8,75 ml ± 15 %Inställning 2: 17,5 ml ± 10 %Inställning 3: 26,5 ml ± 10 %Inställning 4: 35,0 ml ± 10 %Inställning 5: 43,75 ml ± 10 %27,2 cm hög x 16,8 cm bred x 11,2 cm djup)(10,7 tum hög x 6,6 tum bred x 4,4 tum djup)
2,8 kg; 0,8 kg för AirBelt (tillval)
Växelströmsförsörjning: Ingående ström: 100-240 V
AC, 50-60 Hz, 2A | Utgående ström: 15 V
Likströmsförsörjning: Ingående ström: 12-24 VDC,
15 A max | Utgående ström: 15 VDC, 8 A max
5 l/min – 1 timme; 4 l/min – 1 timme, 15 minuter;
3 l/min – 1 timme, 30 minuter; 2 l/min – 2 timmar;
1 l/min – 3 timmar
AirBelt (tillval) i kombination med det inbyggda batteriet:
5 l/min – 2 timmar, 30 minuter; 4 l/min – 3 timmar;
3 l/min – 3 timmar, 30 minuter;2 l/min – 4 timmar, 30 minuter; 1 l/min – 7 timmar
3 timmar, 15 minuter; AirBelt (tillval): 3 timmar
2 minuter
Cirka 300 cykler, därefter 80 % kapacitet eller
mindreStart– larm och lampa (GRÖN
lampa);
Pulsflöde– lampa (GRÖN lampa);
Batteristatus– batterinivå (GRÖN lampa);
Låg batterinivå
– larm och lampa (GULlampa);
Batteriavstängning – larm och lampa (GULlampa);Urkopplad kateter– larm och lampa (GULlampa);
Systemets maxnivå – larm och lampa (GULlampa);
Allmänt tekniskt fel – larm och lampa (RÖD
lampa);
Drifttemperatur:
5 °C till 40 °C
Upp till 95 % relativ luftfuktighet(icke-kondenserande)
Förvaringstemperatur:-20 °C till 60 °C

SV-38

FreeStyle 5™

**Max drifthöjd:SV

upp till 3 657,6 m (483 mmHg) Högre höjder kanpåverka funktionen* Baserat på ett atmosfäriskt tryck på 101 kPa (14,7 psi) vid 21 °C.
**Drift utanför dessa specifikationer kan begränsa koncentratorns förmåga att uppfylla
specifikationerna för oxygenkoncentration vid högre literflöden.

MN167-1 rev. D

SV-39

FreeStyle 5™

SV”Specifikationer, forts.”
Medicinsk utrustning kräver särskilda försiktighetsåtgärder när det gäller
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och måste installeras och användas
enligt den EMC-information som ges i detta avsnitt.
Vägledning och förklaringfrån tillverkaren±elektromagnetisk immunitet
FreeStyle 5 är avsedd att användas i nedan specificerad elektromagnetisk miljö. Kunden eller användaren av
FreeStyle 5 bör säkerställa att den används i en sådan miljö.

IMMUNITETS-test

IEC 60601testnivå

Överensstämmelsenivå

Elektrostatisk
urladdning (ESD)±6 kV kontakt±6 kV kontakt

IEC 61000-4-2±8 kV luft

±8 kV luft

Snabba elektriska
transienter/skurar±2 kV för
nätströmsledningar±2 kV för nätströmsledningar

IEC 61000-4-4±1 kV föringående/utgående
ledningar

Inte tillämpligt

Strömspikar±1 kV ledning till
ledning±1 kV ledning till ledning

IEC 61000-4-5±2 kV ledning till jord

±2 kV ledning till jord

Spänningsfall, korta
avbrott och
spänningsvariationer inätanslutningen.

<5 % UT(>95 % fall i UT)
under 0,5 cykel<5 % UT(>95 % fall i UT)
under 0,5 cykler

40 % UT(60 % fall i UT)
under 5 cykler

40 % UT(60 % fall i UT)
under 5 cykler

70 % UT(30 % fall i UT)
under 25 cykler

70 % UT(30 % fall i UT)
under 25 cykler<5 % UT(>95 % fall i UT)
under 5 s

<5 % UT(>95 % fall i UT)
under 5 s

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-11

Nätfrekvensens
magnetiska fält
IEC 61000-4-8

Elektromagnetisk
miljövägledning
Golv bör vara av trä, betongeller kakelplattor. Om golven
har täckts med ett syntetisktmaterial ska den relativa
fuktigheten vara minst 30 %.
Kvaliteten på nätanslutningen
bör vara av typisk kommersielleller sjukhusmiljöstandard.

Kvaliteten på nätanslutningen
bör vara av typisk kommersielleller sjukhusmiljöstandard.
Kvaliteten på nätanslutningen
bör vara av typisk kommersielleller sjukhusmiljöstandard. Om
användaren av FreeStyle 5
kräver oavbruten drift underströmavbrott rekommenderar vi
att FreeStyle 5 drivs med en
avbrottsfri strömkälla eller ett
batteri.

Nätfrekvensens magnetiska fält
bör ligga på nivåer som
kännetecknar typiska platser i
typisk kommersiell eller
sjukhusmiljö.

OBS! UT är växelströmnätets spänning före tillämpning av testnivån.

MN167-1 rev. D

SV-40

FreeStyle 5™

SV

Vägledning och förklaring från tillverkaren ± elektromagnetisk immunitet
FreeStyle 5 är avsedd att användas i nedan specificerad elektromagnetisk miljö. Kunden eller användaren av
FreeStyle 5 bör säkerställa att den används i en sådan elektromagnetisk miljö.

IMMUNITETStest

IEC 60601TESTNIVÅ

Överensstämmelsenivå

LedningsbundenRF
IEC 61000-4-6

3 Vrm
150 kHz till
80 MHz

3 Vrm

3 V/m
80 MHz till
2,5 GHz

3 V/mUtstrålad RF
IEC 61000-4-3

Elektromagnetisk miljövägledning
Bärbar och flyttbar RF-kommunikationsutrustning ska
inte användas närmare någon del av FreeStyle 5,
inklusive dess kablar, än det rekommenderade
separationsavståndet beräknat enligt den ekvation
som gäller för sändarens frekvens.
Rekommenderat separationsavstånd
D= 1,2 x√P

D= 1,2 x√P från 80 MHz till 800 MHz
D= 2,3 x√P från 800 MHz till 2,5 GHz
därPär sändarens nominella maximala uteffekt i watt(W) enligt sändarens tillverkare ochdär det
rekommenderade separationsavståndet i meter (m).
Fältstyrkor från fasta RF-sändare, enligt värden
fastställda vid en elektromagnetisk
platsundersökning, ska vara mindre änöverensstämmelsenivån i varje frekvensintervall. b
Störningar kan uppkomma i närheten av utrustningsom är märkt med följande symbol:

ANM 1 Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensintervallet.
ANM 2 Det är inte säkert att dessa riktlinjer kan tillämpas i alla situationer. Den elektromagnetiska utbredningenpåverkas av absorption och reflektion av omgivande byggnader, objekt och människor.
a. Fältstyrkor från fasta sändare, t.ex. basstationer för radiotelefoner (mobiltelefoner/trådlösa telefoner) och
landmobilradio, amatörradio-, AM- och FM-radiosändningar och TV-sändningar, kan inte förutsägas teoretiskt
med exakthet. En elektromagnetisk fältundersökning bör övervägas för att bedöma den elektromagnetiska miljön
orsakad av fasta RF-sändare. Om den uppmätta fältstyrkan där FreeStyle 5 används överstiger ovanstående
tillämpliga RF-överstämmelsenivå, ska du kontrollera att FreeStyle 5 fungerar normalt. Om onormal funktion
observeras, kan det bli nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder genom att t.ex. vrida eller flytta FreeStyle 5.
b. Fältstyrkorna ska vara lägre än 3 V/m inom frekvensintervallet 150 kHz till 80 MHz.

MN167-1 rev. D

SV-41

FreeStyle 5™

SV

Rekommenderat separationsavstånd mellan bärbar och flyttbar
RF-kommunikationsutrustning och FreeStyle 5
FreeStyle 5 är avsedd för användning i elektromagnetisk miljö där störningar från utstrålad RF är kontrollerade.
Kunden eller användaren av FreeStyle 5 kan bidra till att förhindra elektromagnetisk interferens genom att
upprätthålla ett minimiavstånd mellan bärbar och mobil utrustning (sändare) för RF-kommunikation och FreeStyle 5
enligt rekommendationerna nedan, i enlighet med den maximala uteffekten för kommunikationsutrustningen.

Separationsavstånd enligt sändarens frekvens(m)

Sändarens
nominellamaximalauteffektWfrån 150 kHz till 80 MHz
d= 1,2 x√Pfrån 80 kHz till 800
MHz
d= 1,2 x√Pfrån 800MHz till
2,5GHzd= 2,3 x√P

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

För sändare med maximal nominell uteffekt som inte finns med i listan ovan kan en uppskattning av det
rekommenderade separationsavståndetdi meter (m) göras med ekvationen som gäller för sändarens frekvens,
där P är sändarens maximala nominella uteffekt i watt (W) enligt tillverkaren av sändaren.
ANM 1 Vid 80 MHz och 800 MHz gäller avståndet för det högre frekvensintervallet.
ANM 2 Det är inte säkert att dessa riktlinjer kan tillämpas i alla situationer. Den elektromagnetiska utbredningenpåverkas av absorption och reflektion av omgivande byggnader, objekt och människor.

Vägledning och förklaringfrån tillverkaren-elektromagnetisk emission
FreeStyle 5 är avsedd att användas i nedan specificerad elektromagnetisk miljö. Kunden eller användaren av
FreeStyle 5 bör säkerställa att den används i en sådan miljö.

EmissionstestÖverensstämmelse

RF-emissioner
Grupp 1CISPR 11
RF-emissioner
Klass BCISPR 11

Elektromagnetisk miljövägledning
FreeStyle 5 använder RF-energi endast för intern funktion.
Därför är RF-strålningen mycket låg och det är osannolikt att
den orsakar störningar på elektronisk utrustning i närheten.
Freestyle 5 är lämpligt för användning i alla inrättningar,
inklusive hemmiljöer och sådana inrättningar som är direkt
anslutna till det offentliga lågspänningsnätet som förser
bostadshus med ström.

Harmoniska utsläpp
Klass AIEC 61000-3-2
Spänningsfluktuationer/
flimmeremissionerÖverensstämmer

IEC 61000-3-3

MN167-1 rev. D

SV-42

FreeStyle 5™

SV

Klassificering
Typ avskyddmot elektriska stötar:Klass II Skyddmot elektriska stötar erhålls genom dubbel isolering.
Grad av skydd mot elektrisk stöt:
Typ BF Utrustningen tillhandahåller en specifik skyddsnivå mot
elektriska stötar i fråga om1) tillåtenläckström;
2) tillförlitligheten hos skyddsjordadanslutning(om sådan finns).
3) Ej avsedd för direkt hjärtapplicering.
Oberoendetestningav standarden för elektromedicinsk utrustning:
Testad i enlighet med
IEC 60601-1 Medicinsk elektrisk utrustning – Del 1: Allmänna
säkerhetskrav
Testad i enlighet med tillämpliga krav för standarden
CAN/CSA C22.2 Nr. 60601-1-08 M90 Medicinsk elektrisk
utrustning – Del 1: Allmänna säkerhetskrav
Skyddmot potentiell elektromagnetisk eller annan störning mellanutrustningen och andra apparater.
Testad i enlighet med:
EN 60601-1-2 Medicinsk elektrisk utrustning, Del 1: Allmänna
krav beträffande säkerhet och väsentlig prestanda:
Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav och test
RTCA-DO160, Luftburen utrustning, paragr. 21, emission av
radiofrekvensenergi
CISPR 11 / EN 55011 klass B, grupp 1, Utrustning för
industriellt, vetenskapligt och medicinskt bruk
FCC del 15, Underavsnitt B – klass B, oavsiktliga radiatorerTillåten rengöringsmetod och infektionskontroll:
Se avsnittet ”Rengöring, skötsel och lämpligt underhåll”i denna patientbruksanvisning för FreeStyle 5.
Säkerhetsnivå för användning av utrustning i närheten av lättantändliga
anestesigaser:
Utrustningenlämpar sig inte för sådan användning.
Driftläge:
Kontinuerligdrift.

MN167-1 rev. D

SV-43

FreeStyle 5™

SV

Europarepresentant:
Medical Product Services GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany
E-post: info@mps-gmbh.eu

MN167-1 rev. D

SV-44

FreeStyle 5™

DA

BRUG IKKE DETTE UDSTYR, FØR DU HAR LÆST OG
FORSTÅET DENNE VEJLEDNING. HVIS DU IKKE FORSTÅRADVARSLERNE OG ANVISNINGERNE, SKAL DU KONTAKTEUDSTYRETS LEVERANDØR, FØR DU FORSØGER AT BRUGEUDSTYRET. ELLERS KAN DET RESULTERE I SKADE PÅPERSONER ELLER UDSTYR.
Rygning under brug af ilt er hovedårsagen til brandskader
og deraf følgende dødsfald. Du skal følge dissesikkerhedsanvisninger:
Tillad ikke rygning, stearinlys eller åben ild i samme lokale som
apparatet eller inden for 1,5 m fra det iltbærende tilbehør.
Rygning under brug af en iltbrille kan give ansigtsforbrændinger
og muligvis føre til dødsfald.
Hvis iltbrillen fjernes og placeres på sengetøj, sofaer eller andetstofmateriale, og en cigaret, en varmekilde eller en flamme
kommer i nærheden af iltbrillen, vil dette resultere i en voldsom
brand.
Hvis du ryger, kan disse tre trin redde dit liv:
Sluk for iltkoncentratoren, tag iltbrillen af, og forlad det lokale,
hvor apparatet er placeret.

Skilte med "Rygning forbudt – ilt anvendes" skal placeres synlige
steder i hjemmet eller de steder, hvor iltkoncentratoren
anvendes. Patienter og deres plejere skal oplyses om farerne
ved at ryge i nærheden eller under brug af medicinsk ilt.

FreeStyle 5™

DA

INDHOLD
AirSep® FreeStyle™ 5 transportabel
iltkoncentrator
AirSeps transportable iltkoncentrator FreeStyle™ 5
SymbolerGrunden til, at din læge har ordineret ilt
Hvad er den transportable iltkoncentrator FreeStyle 5?
Brugerprofil
FreeStyle 5 til flyrejser – godkendt af FAA
Vigtige sikkerhedsregler
Vigtige sikkerhedsregler for AirBelt (ekstraudstyr)Kom godt i gang med din transportable
iltkoncentrator FreeStyle 5
Batteriopladning
Iltbrille
Enhedskomponenter til FreeStyle 5
Betjeningsvejledning
Strømforsyning
FiltreIndstilling af flowvælger
Alarmer og advarselslamperSådan skal du reagere på FreeStyle 5’s alarmer
og advarselslamper
Rengøring, pasning og korrekt vedligeholdelse
KabinetFilterBæretaske
Tilbehør til FreeStyle 5Materialer i direkte eller indirekte kontakt med patienten
Reserveiltforsyning
Problemløsning
Specifikationer for FreeStyle 5
Klassifikation

DA1
DA1-2
DA3
DA3
DA4
DA4
DA5-11
DA12
DA13-16DA17-19
DA20-21DA21-21
DA23
DA24-25
DA25-26
DA27-28
DA28-29
DA30-31
DA32-33
DA32
DA33
DA33
DA33-34
DA35
DA35
DA35-37
DA38-42
DA43FreeStyle 5™

DA

AirSeps transportable iltkoncentrator FreeStyle™ 5
Denne patientvejledning vil gøre dig fortrolig med AirSeps transportable
iltkoncentrator FreeStyle™ 5. Sørg for at læse og forstå alle de oplysninger, derfindes i denne vejledning, inden du tager FreeStyle 5-enheden i brug. Har duspørgsmål, hjælper din udstyrsleverandør gerne.

Symboler
Symboler anvendes hyppigt på udstyr og/eller i vejledningen i stedet for tekst forat mindske risikoen for misforståelser pga. sprogforskelle. Symboler er ofte ogsålettere at forstå på begrænset plads.
Nedenstående tabel er en liste over de symboler og definitioner, der anvendes på
den transportable iltkoncentrator FreeStyle 5.
Symbol

MN167-1 D

Beskrivelse

Symbol

Beskrivelse

Advarsel –Beskriver en farlig
eller usikker
praksis, der kan
resultere i alvorlig
personskade,dødsfald ellertingskade

Klasse II-udstyr,dobbeltisoleret

Forsigtig –Beskriver en farlig
eller usikker
praksis, der kan
resultere i mindrepersonskade ellertingskadeI overensstemmelse med
EU-direktiv 93/42/EØF
udarbejdet af den
godkendte organisation
nr. 0459

Bemærk –Indeholder
oplysninger, derer vigtige nok tilat understrege
eller gentage.

Sikkerhedsagentur for
CAN/CSA C22.2 nr.
60601 M90 for
elektromedicinsk udstyr.

Se de
medfølgende
dokumenter.

Hold enheden og
tilbehøret tørt

DA-1

FreeStyle 5™

RTCA/DO-160 Section 21
Category M Compliant

DA

Anvend ikke olieeller fedt

Korrekt bortskaffelse af
elektrisk og elektronisk
udstyr påkrævet

Rygning forbudt

Må ikke adskilles

Type af BF-udstyr

Se betjeningsvejledningen

Denne side op

Skrøbelig – håndteres
med forsigtighedMå ikke udsættes
for åben ild

FAA – Godkendt
transportabel
iltkoncentrator

Overholder
kravene i RTCA
DO160 Section
21 Category M.
Krav i FAA SFAR106

Se betjeningsvejledningen

Metode til bortskaffelse af affald: Alt affald fra AirSeps iltkoncentrator FreeStyle
5 skal bortskaffes i overensstemmelse med anvisninger fra de lokale myndigheder.
Metode til bortskaffelse af apparatet:Af hensyn til miljøet skal koncentratoren
bortskaffes i overensstemmelse med anvisninger fra de lokale myndigheder.

MN167-1 D

DA-2

FreeStyle 5™

DA

Grunden til, at din læge har ordineret ilt
Mange mennesker lider af en række forskellige hjerte-, lunge- og andre
luftvejssygdomme. Et væsentligt antal af disse patienter kan have fordel af
supplerende iltbehandling i hjemmet, på rejser eller ved deltagelse i daglige
aktiviteter uden for hjemmet.
Ilt er en luftart, som udgør op til 21 % af den indendørsluft, vi indånder. Kroppen
er afhængig af en konstant iltforsyning for at kunne fungere ordentligt. Din lægehar ordineret et flow eller en indstilling, der passer til netop dine luftvejes tilstand.
Selvom ilt ikke er et vanedannende medikament, kan iltbehandling, der ikke er
godkendt, være farlig. Du skal rådføre dig med en læge, inden du anvender denne
iltkoncentrator. Leverandøren, der leverer dit iltudstyr, vil vise dig, hvordan du skal
betjene den transportable iltkoncentrator FreeStyle 5.

Hvad er den transportable iltkoncentrator FreeStyle 5?
Iltkoncentratorer blev introduceret midt i 1970'erne og har udviklet sig til at væreden mest bekvemme, pålidelige kilde til iltsupplement i dag. Iltkoncentratorer er demest driftsøkonomiske, effektive og sikre alternativer til højtryks-iltflasker eller
flydende ilt. En iltkoncentrator producerer al den ilt, du har brug for, uden
anvendelse af flasker eller cylindre.
Den luft, vi indånder, indeholder ca. 21 % ilt, 78 % kvælstof og 1 % andre luftarter.
I FreeStyle 5-enheden passerer luften i rummet gennem et regenerativt,
adsorberende materiale der kaldes for en "molekylær si". Dette materiale udskiller
ilten fra kvælstoffet. Resultatet er en strøm af meget ren ilt, der leveres til patienten.
FreeStyle 5 kombinerer avanceret iltkoncentratorteknologi med iltbevarende
teknologi i en let og transportabel iltkoncentrator med høj kapacitet, som kun vejer
2,8 kg. FreeStyle 5 producerer effektivt sin egen ilt og leverer den hurtigt som etilttilskud i starten af din indånding. Herved undgås spildet i forbindelse med etiltapparat med kontinuerligt flow, der også leverer ilt, når du ånder ud. Dette
pulserende ilttilskud svarer til et kontinuerligt flow. FreeStyle 5 leverer et iltflow, dersvarer til op til 5 lpm (liter pr. minut), i en letvægtsløsning, der nemt kan bæres og
bruges uden for hjemmet.
FreeStyle 5 kan drives af fire forskellige strømkilder. (Se afsnittet Strømforsyning idenne vejledning).

MN167-1 D

DA-3

FreeStyle 5™

DA

Brugerprofil:
AirSeps koncentratorer er beregnet til at levere supplerende ilt til brugere med
sygdomme, der påvirker lungernes kapacitet til at overføre ilt fra luften til
blodstrømmen. Med en transportabel iltkoncentrator får brugeren en
iltkoncentrator, der ikke kræver ekstern ilt, og som er mere bekvem at anvende
end et apparat med ilttilførsel (O2-flaske). Derved bliver brugeren mere uafhængig
i og uden for hjemmet, i forhold til mobilitet og generel livsstil. Iltkoncentratorer skal
ordineres af lægen og må ikke anvendes som respirator.
Selvom iltbehandling kan ordineres til patienter i alle aldre, er den typiske patient,der modtager iltbehandling, over 65 år og lider af kronisk obstruktiv lungesygdom(KOL). Patienterne har typisk gode kognitive evner og kan give udtryk for ubehag.
Hvis brugeren ikke kan give udtryk for ubehag eller ikke kan læse og forstå
mærkaterne på iltkoncentratoren og betjeningsvejledningen, bør apparatet kun
bruges under opsyn af en person, der kan. Hvis patienten føler ubehag under brugaf koncentratoren, bør vedkommende kontakte sin læge. Patienten bør også haveadgang til ekstra iltforsyning (dvs. iltflaske) i tilfælde af strøm- eller
koncentratorsvigt. Brugeren skal ikke have særlige kompetencer eller evner for atbruge koncentratoren.

FreeStyle 5 til flyrejser – godkendt af FAA
FreeStyle 5 blev ved en ændring af SFAR 106 i 2012 godkendt af FAA(de amerikanske luftfartsmyndigheder) til brug om bord under flyvningen af
iltpatienter, der flyver med kommercielle luftfartsselskaber.
Den 13. maj 2009 bestemte de amerikanske myndigheder (Department ofTransporation (DOT)/FAA) endvidere, at passagerer skal have lov til at anvende
FAA-godkendte iltkoncentratorer om bord og under flyvningen på amerikanske
luftfartsselskabers flyafgange og internationale flyafgange fra og til USA, hvis det
er lægeligt begrundet. Kontakt det luftfartsselskab, du benytter, for opdaterede
oplysninger om deres specifikke regler for transportable iltkoncentratorer.

MN167-1 D

DA-4

FreeStyle 5™

DA---- [Gennemgå afsnittet med vigtige sikkerhedsregler,før udstyret tages i brug.] ----

Vigtige sikkerhedsregler
Gennemgå omhyggeligt nedenstående vigtige sikkerhedsinformationer
vedrørende den transportable iltkoncentrator FreeStyle 5, så du er fortrolig med
oplysningerne.
Dette apparat leverer ilt af stor renhed, hvilket fremmer hurtig
forbrænding. Tillad ikke rygning eller brug af åben ild i samme
lokale som (1) dette apparat eller (2) enhver type afiltbærende tilbehør. Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan
det resultere i alvorlig brand, tingskade og/eller personskade
eller dødsfald.

Hvis du føler dig utilpas eller er ude for en medicinsk
nødsituation, skal du straks søge læge.

Må ikke opvarmes til mere end 60 °C.

Denne enhed må ikke anvendes som respirator. Der kan værebehov for yderligere overvågning af patienter med
aldersbetingede sygdomme, børn eller andre patienter, derikke er i stand til at give udtryk for ubehag. Patienter med
høre- og/eller synsnedsættelse skal have assistance med
overvågning af alarmer.
Anvend ikke olie, fedt, oliebaserede eller andre brændbare
produkter på det iltbærende tilbehør eller FreeStyle 5enheden. Der må kun anvendes vandbaserede cremer eller
salver, der kan tåle ilt. Ilt accelererer forbrænding af
brændbare stoffer.

MN167-1 D

DA-5

FreeStyle 5™

DA

Forkert brug af FreeStyle 5-batteriet kan få batteriet til at blive
varmt eller antænde og kan forårsage alvorlig personskade.
Man må ikke gennembore, slå, træde på eller tabe batteriet
eller på anden måde udsætte batteriet for hårde slag eller
stød.

Ved udendørs anvendelse af FreeStyle 5 med ACstrømforsyningen må strømforsyningen kun forbindes med en
stikkontakt, der er beskyttet med et HFI-relæ.

Fare for elektrisk stød. Afbryd el-ledningen fra stikkontakten,
inden du rengør enheden for at undgå uheld med elektrisk
stød. Kun udstyrsleverandøren eller en godkendt
servicetekniker må aftage enhedens afskærmninger eller
servicere enheden.

Sørg for, at FreeStyle 5 ikke bliver våd, eller at der kommer
vand ind i enheden. Det kan få enheden til at fungere forkert
eller lukke ned.

Brug af andre kabler og adaptere end de angivne kan
resultere i øget forureningsudslip eller forringe FreeStyle 5's
modstandsdygtighed, hvis der ikke er tale om kabler og
adaptere, der sælges af producenten af det elektromedicinske
udstyr som reservedele til interne komponenter.

Udstyret må ikke modificeres.

FreeStyle 5 må ikke anvendes ved siden af eller stablet ovenpå andet udstyr. Hvis sådan anvendelse ikke kan undgås,skal apparatet overvåges, for at sikre at det fungerer normalt.

MN167-1 D

DA-6

FreeStyle 5™

DA

Ifølge national lovgivning i USA må apparatet kun sælges eller
udlejes efter henvisning fra læge eller andet autoriseret
sundhedspersonale.

Ved en alarm, eller hvis du bemærker, at FreeStyle 5 ikke
fungerer korrekt, skal du gennemgå afsnittet om
problemløsning i denne vejledning. Hvis ikke du kan løse
problemet, skal du henvende dig til din udstyrsleverandør.

Den transportable iltkoncentrator FreeStyle 5 kan anvendes
under søvn, hvis dette anbefales af en kvalificeret læge.

Hvis FreeStyle 5-enheden anvendes uden for dens normale
driftstemperatur, kan det påvirke ydeevnen og reducere
batteriets driftstid og/eller øge batteriets opladningstid. (Seafsnittet Specifikationer i denne vejledning).

Luftindtaget eller luftudtaget må ikke blive blokeret. Det kan få
FreeStyle 5-enheden til at blive overophedet og påvirke ydeevnen.

Enheden må ikke betjenes i en beholder med begrænset plads(dvs. en lille kasse eller håndtaske), hvor ventilationen kanvære begrænset. Det kan få FreeStyle 5-enheden til at blive
overophedet og påvirke ydeevnen.
Ved brug af FreeStyle 5 i en bil, på en båd eller med andrejævnstrømkilder skal det sikres, at motoren, der leverer
DC-strømforsyningen, er startet og i funktion, inden FreeStyle
5-enheden tilsluttes. Hvis DC-strømforsyningen ikke lyser ogskal nulstilles, skal DC-strømforsyningen kobles fra DC-stikket.
Start motoren igen, og tilslut igen DC-strømforsyningen til DCstikket. Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det resultere i,
at strømforsyningen ikke forsyner FreeStyle 5 med strøm.

MN167-1 D

DA-7

FreeStyle 5™

DA

Hvis motoren i bilen, hvor du bruger FreeStyle 5-enheden, er
slukket, skal du frakoble enheden og tage det med dig ud afbilen. FreeStyle 5 må ikke opbevares i en meget varm bil eller i
andre lignende omgivelser med høj eller lav temperatur. Hvis
FreeStyle 5-enheden anvendes uden for dets normale
temperaturområde, kan det påvirke apparatets ydeevne. (Seafsnittet Specifikationer i denne vejledning).
Hvis FreeStyle 5 har været opbevaret i længere tid uden fordets normale driftstemperaturområde, skal det først opnånormal driftstemperatur, før det tændes. (Se afsnittet
Specifikationer i denne vejledning).

Det er meget vigtigt at vælge det ordinerede iltniveau. Foretag
kun ændring af pulseringen, hvis lægen anbefaler det.

Udskift engangsiltbrillen i henhold til producentens eller
udstyrsleverandørens anbefalinger. Udskiftningsdele kan
bestilles hos udstyrsleverandøren.

Anbring ikke koncentratoren, så det er vanskeligt at komme til
ledningen.

Koncentratoren bør anbringes, så forurenende stoffer eller røgundgås.

Slangen til iltbrillen skal være af en type, der ikke kan kommeknæk på, og skal i alt kunne række op til maksimalt 7,6 m.

MN167-1 D

DA-8

FreeStyle 5™

DA

Sørg for, at iltbrillen sidder helt inde, og at den sidder fast.
Det sikrer, at FreeStyle 5-enheden kan registrere indåndingenkorrekt og levere ilt.

Hvis du opbevarer FreeStyle 5 over længere tid ved høje
temperaturer eller med et fuldt opladet eller et helt afladet
batteri, kan det forringe batteriets samlede levetid.

Der kan gå flere minutter, inden opladningsforløbet starter,når enheden tilsluttes strømmen, afhængigt af FreeStyle 5'sbatteritemperatur. Dette er normalt, og formålet er sikker
opladning.

FreeStyle 5-batteriet behøver ikke være helt afladet, før det
genoplades. Det anbefales, at FreeStyle 5-batteriet oplades
efter hver brug.

Der kan gå flere minutter efter tilslutning til strømforsyning,
inden opladningen starter, afhængigt af batteriets indvendige
driftstemperatur. Dette er normalt, og formålet er sikker
opladning. Dette sker oftest, når batteriet er blevet helt afladet.

Når enheden er tilsluttet AC- eller DC-strømforsyning, oplades
batteriet, indtil det når fuld kapacitet, uanset om enheden kører
eller er slukket.

Hvis det interne batteri aflades helt, og FreeStyle 5-enheden
slukkes, kan det ikke startes igen med AirBelt-enheden. Hvis det
sker, skal du slutte FreeStyle 5 til AC- eller DC-strømforsyning ien kort periode for at oplade det interne batteri tilstrækkeligt til atstarte enheden. AirBelt kan derefter tilsluttes for at få yderligere
driftstid.

MN167-1 D

DA-9

FreeStyle 5™

DA

Hvis strømforsyningen til FreeStyle 5 forbliver tilsluttet, nårbatteriet er fuldt opladet, vil de fire lysdioder slukke efter 2½
time.

Det kan være nødvendigt at tilslutte FreeStyle 5's AC- eller
DC-strømforsyning, inden enheden første gang skal køre på
batteristrøm. Leverandøren har muligvis allerede gjort det fordig.

Brug kun AirSep varenr. FI194-1 som luftindtagsfilter til denne
enhed.

Brug ikke FreeStyle 5, uden at luftindtagsfiltret er på plads. Hvis
der er medleveret et ekstra filter, skal du isætte dette"erstatningsfilter", inden du rengør det snavsede filter.

AirSep anbefaler ikke sterilisering af dette udstyr.

Forsøg ikke selv at udføre anden vedligeholdelse end demuligheder, der er angivet i denne vejledning.

Bærbart og mobilt udstyr, der kommunikerer via radiobølger
(RF), kan påvirke elektromedicinsk udstyr.

Det genopladelige litium-ion-batteri, der anvendes i FreeStyle 5enheden, behøver ikke være helt afladet, før det genoplades.
Det anbefales, at batteriet oplades efter brug uanset
batterikapaciteten.
Batteriet oplades, både når enheden er slukket, og når enheden
kører på AC- eller DC-strømforsyningen.

MN167-1 D

DA-10

FreeStyle 5™

DA

Litiumbatterier kan permanent miste kapacitet, hvis de udsættes
for ekstremt høje temperaturer, når de er helt opladede eller
afladede. Ved langvarig opbevaring anbefales det, at batteriet
oplades til 25 til 50 % og opbevares ved en temperaturpå 23 °C ± 2 °C.

Mærkater med "Rygning forbudt – ilt anvendes" placeres synlige
steder i hjemmet eller de steder, hvor iltkoncentratoren
anvendes. Patienter og deres plejere skal oplyses om farerne
ved at ryge i nærheden eller under brug af medicinsk ilt.

MN167-1 D

DA-11

FreeStyle 5™

DA

Vigtige sikkerhedsregler for AirBelt (ekstraudstyr)
Forkert brug af AirBelt kan få batteriet til at blive varmt,antænde og forårsage alvorlig skade. Man må ikke
gennembore, slå, træde på eller tabe batteriet eller på andenmåde udsætte batteriet for hårde slag eller stød.

Sæt sikkerhedshætten på ledningen til AirBelt, når den ikke
bruges.

Forsøg ikke at oplade AirBelt (ekstraudstyr) med
strømforsyningen til FreeStyle 5, da AirBelt kan blive
beskadiget.
Brug kun den medfølgende strømforsyning til AirBelt til at
oplade AirBelt.

Der kan gå flere minutter, inden opladningsforløbet starter, nårenheden tilsluttes strømmen, afhængigt af batteritemperaturen
i AirBelt. Dette er normalt, og formålet er sikker opladning.

AirBelt behøver ikke være helt afladet, før det genoplades. Det
anbefales, at AirBelt oplades efter hver brug.

Litiumbatterier kan permanent miste kapacitet, hvis de udsættes
for ekstremt høje temperaturer, når de er helt opladede eller
afladede. Ved langvarig opbevaring anbefales det, at batteriet
oplades til 25 til 50 % og opbevares ved en temperaturpå 23° ± 2 °C.

MN167-1 D

DA-12

FreeStyle 5™

DA[Gennemgå afsnittet med vigtige sikkerhedsregler, før udstyret tages i brug.]

Kom godt i gang med din transportable iltkoncentrator
FreeStyle 5
Indholdet af pakningen med FreeStyle 5 fremgår af figur 1-3. Hvis noget mangler,skal du kontakte udstyrsleverandøren.
••••Transportabel iltkoncentrator FreeStyle 5 med bæretaske
Patientvejledning (ikke vist)
AC-strømforsyning (100-240 volt, 50/60 Hz) med netledning.
DC-strømforsyning til bil

Figur 1: FreeStyle 5-enhed

MN167-1 D

DA-13

FreeStyle 5™

DA

Figur 2: AC-strømforsyning/netledning til FreeStyle 5

Figur 3: DC-strømforsyning til FreeStyle 5

Som ekstraudstyr kan der også leveres et AirBelt for at opnå længere batteritid.
Pakningen med AirBelt indeholder følgende (se figur 4):••

AirBelt-batteribælte
AC-strømforsyning (100-240 volt, 50/60 Hz) med netledning.
Forkert brug af FreeStyle 5 AirBelt kan få batteriet til at blive
varmt, antænde og forårsage alvorlig personskade. Man må
ikke gennembore, slå, træde på eller tabe batteriet eller på
anden måde udsætte batteriet for hårde slag eller stød.

MN167-1 D

DA-14

FreeStyle 5™

DALæs alle advarsler og meddelelser om AirBelt, inden du bruger udstyret.
Se s. 9: "Vigtige sikkerhedsregler for AirBelt (ekstraudstyr)".
Andet tilbehør omfatter en sele, så bæretasken til FreeStyle 5 let kan omdannes
til en rygsæk (varenr. MI284-1) (se figur 5). FreeStyle 5 kan også bæres ved taljen
ved at føre AirBelt eller et andet bælte gennem stropperne på bæretasken til
FreeStyle 5 (se figur 6). Den ekstra tilbehørstaske (varenr. MI286-1) gør det endnu
nemmere at medbringe apparatet på rejse, idet den kan rumme alt strømtilbehør,
AirBelt (ekstraudstyr) og/eller selen til brug, når du kommer frem.

Figur 4: AirBelt og AC-strømforsyning/netledning

Figur 5: FreeStyle 5-enhed båret som rygsæk

MN167-1 D

DA-15

FreeStyle 5™

DA

Figur 6: FreeStyle 5-enhed båret ved taljen

Sæt sikkerhedshætten på ledningen til AirBelt, når den
ikke bruges.

Inden FreeStyle 5 tages i brug første gang, skal du gøre dig bekendt med devigtigste komponenter. Disse er vist på figurerne på de følgende sider og omtales
senere i vejledningen.

MN167-1 D

DA-16

FreeStyle 5™

DA

Batteriopladning
Kontroller, at batteriet er fuldt opladet, inden du tager FreeStyle 5 med ud første
gang, og efter efterfølgende brug. Du kan kontrollere det interne batteris
opladningsniveau ved at trykke på knappen BATT på FreeStyle 5’s tastatur.
Batterimålerens / -indikatorens lysdioder oven over knappen BATT tændes, for atindikere det interne batteris ladetilstand (25 -100 %). Bemærk: Det interne batteri
oplader, uanset om enheden drives af vekselstrøm eller jævnstrøm. Du kan opladedet interne batteri i Freestyle 5 blot ved at tilslutte AC- eller DC-strømforsyningen
til enhedens strømindtag (se figur 7). Sørg for, at ledningen sidder fast i stikket.
Læg mærke til det D-formede stik på både ledningen og strømindtaget på
FreeStyle 5. De skal samles korrekt, og når du tager stikket ud af FreeStyle 5enheden, skal du trykke udløserknappen ned. Dette sikrer, at hverken enheden
eller strømtilbehøret bliver beskadiget.

Tryk for at tage
ledningen ud.

FreeStyle 5-enhedens
strømindtag

Figur 7: Opladning af internt batteri

AirBelt (ekstraudstyr)Som ekstraudstyr kan der også leveres et AirBelt, så du kan bruge FreeStyle 5i længere tid.
AirBelt (figur 9) kan forsyne FreeStyle 5-enheden med strøm i op til 7 timer.
Før AirBelt tages i brug, skal du kontrollere, at det er tilstrækkeligt opladet. Det skal
oplades i ca. 3 timer, før det er helt opladet.
AirBelt har en batterimåler/indikator, der angiver batteriets opladningsniveau (25 MN167-1 D

DA-17

FreeStyle 5™

DA

100 %). Tryk på knappen på AirBelts tastaturet for at kontrollere
opladningsniveauet. Batterimåleren/indikatoren lyser for at angive batteriets
opladningsniveau (25 -100 %).

Figur 8: Opladningen af batteriet i AirBelt

Opladning af AirBelt (ekstraudstyr)Sådan oplades AirBelt-batteriet til længere tids brug:
1) Fjern sikkerhedshætten i den ene ende af ledningen til AirBelt (se figur 4).
2) Tilslut AC/DC-strømforsyningen (følger med AirBelt tilbehørssættet) til
enden af AirBelts strømledning som vist på figur 9.
3) Tilslut strømforsyningen til AirBelt til en stikkontakt med vekselstrøm for at
genoplade det.
AirBeltSådan tilsluttes ledningen til
AirBelt til strømforsyningens
ledning

PW009-2 AC/DCstrømforsyning
AC/DC-strømforsyning
til AirBelt

Figur 9: Batteriopladning af AirBelt – opsætning•

FreeStyle 5 AirBelt vil blive opladet fuldstændigt fra helt afladet tilstand på ca.
3 timer.

MN167-1 D

DA-18

FreeStyle 5™
•
•
•

DA

Når et helt afladet batteri oplades, blinker lysdioden, indtil en kapacitet på
25 % er nået. Herefter lyser lysdioden konstant.
Hver af de fire lysdioder, 25 % -100 %, blinker som angivet ovenfor. Herefter
lyser de konstant, når batteriet når den fulde kapacitet.
Når alle lysdioder lyser konstant, er batteriet helt opladet, og dioderne lyser
konstant i et tidsrum, hvorefter alle lysdioderne slukkes.
Litiumbatterier kan permanent miste kapacitet, hvis de udsættes
for ekstremt høje temperaturer, når de er helt opladede eller
afladede. Ved langvarig opbevaring anbefales det, at batteriet
oplades til 25 til 50 % og opbevares ved en temperaturpå 23° ± 2 °C.

Der kan gå flere minutter, inden opladningsforløbet starter, nårenheden tilsluttes strømmen, afhængigt af batteritemperaturen
i AirBelt. Dette er normalt, og formålet er sikker opladning.

AirBelt behøver ikke være helt afladet, før det genoplades.
Det anbefales, at AirBelt oplades efter hver brug.

MN167-1 D

DA-19

FreeStyle 5™

DA---- [Læs afsnittet med vigtige sikkerhedsregler,før udstyret tages i brug.] ----

Iltbrille
Der bruges en iltbrille og en slange til at levere ilt fra FreeStyle 5-enheden til
brugeren. Slangen tilsluttes enhedens iltudtag (se figur 10).

Figur 10: Tilslutning af iltbrille til iltudtaget på FreeStyle 5

AirSep anbefaler en iltbrille med en slange på 2,1 meter, AirSep varenr. CU002-1.
Andre slangelængder på op til 7,6 m, inkl. iltbrille, kan anvendes.

Udskift regelmæssigt engangsiltbrillen efter normal brug.
Udskiftningsdele kan bestilles hos udstyrsleverandøren.

Slangen til iltbrillen skal være af en type, der ikke kan kommeknæk på, og skal i alt kunne række op til maksimalt 7,6 m.

Følg altid iltbrilleproducentens vejledning for korrekt brug. Rådfør
dig med din læge eller sygeplejerske for at afgøre, hvor ofte
iltbrillen skal udskiftes.

MN167-1 D

DA-20

FreeStyle 5™

DA

Sørg for, at iltbrillen sidder helt inde, og at den sidder fast. Det
sikrer, at FreeStyle 5-enheden kan registrere indåndingen korrektog levere ilt.

Enhedskomponenter til FreeStyle 5Håndtag
IltudtagLuftudgang

Luftudgang

Strømtilslutninger
Luftindtag/
Filterdæksel

Figur 11: FreeStyle 5 udvendig – forside

MN167-1 D

DA-21

FreeStyle 5™

DA

Støvhætte
Alarmindikator

Pulseringsindikator(er)Batterimåler/indikatorer

Knap(per) til valg
af flow(Internt) batteri
Knap

Figur 12: Nærbillede af tastatur/alarmdisplayMærkat/patientinstruktioner

Figur 13: FreeStyle 5 udvendig – bagside

Nu hvor du er bekendt med FreeStyle 5’s komponenter, kan du på de næste sider
læse, hvordan du betjener FreeStyle 5-enheden.

MN167-1 D

DA-22

FreeStyle 5™

DA[Gennemgå afsnittet med vigtige sikkerhedsregler, før udstyret tages i brug.]

Betjeningsvejledning1.

Anbring FreeStyle 5, så luftindtag og luftafgang ikke forhindres.

2.

Sæt strøm til enheden fra enten (a) det interne batteri, (b) AirBelt, (c) en
DC-strømkilde (f.eks. en bil eller motorbåd) eller (d) en AC-strømkilde(normal stikkontakt). (Se afsnittet Strømforsyning i denne vejledning).
Anvend ikke olie, fedt, oliebaserede eller andre brændbare
produkter på det iltbærende tilbehør eller FreeStyle 5enheden. Der må kun anvendes vandbaserede cremer eller
salver, der kan tåle ilt. Ilt accelererer forbrænding af
brændbare stoffer.

Må ikke opvarmes til mere end 60 °C

Det kan være nødvendigt tilslutte FreeStyle 5-enhedens ACeller DC-strømforsyning, før enheden kan køre på
batteristrøm første gang. Leverandøren har muligvis alleredegjort det for dig.
1.
2.
3.

4.

5.

Tilslut iltbrillen til iltudtaget.
Løft støvhætten på enheden.
Tænd FreeStyle 5-enheden ved at trykke på knap 1, 2, 3, 4 eller 5 på
tastaturet for det iltflow i liter, der er ordineret af lægen. Den grønne
lysdiode over den valgte knap tændes. Når du tænder for FreeStyle 5enheden, lyder der en kort alarmtone. Dette indikerer, at FreeStyle 5 er
klar til brug.
Du kan ændre pulseringsindstillingen ved at trykke på den relevanteknap. Du kan normalt høre en forskel i lyden, når du ændrer
indstillingerne.
Du kan slukke FreeStyle 5 ved at trykke på knappen ud for den
pulseringsindstilling, der er tændt.

Når FreeStyle 5 registrerer en indånding, leveres ilt til dig gennem iltbrillen.
Efter at FreeStyle 5-enheden er tændt, går der normalt ca. to minutter, inden
minimumsniveauet for iltkoncentrationen er nået.

MN167-1 D

DA-23

FreeStyle 5™

DA[Gennemgå afsnittet med vigtige sikkerhedsregler, før udstyret tages i brug.]

Strømforsyning
FreeStyle 5 kan få strøm på fire forskellige måder – fra det interne batteri, en
AC-strømforsyning, en DC-strømforsyning eller et batteribælte (AirBelt,ekstraudstyr) sammen med enhedens interne batteri.
1.

2.

3.

4.

Internt batteri: Et genopladeligt batteri er indbygget i hvert FreeStyle 5enhed. Når det er fuldt opladet, forsyner det FreeStyle 5-enheden med
strøm i op til 3 timer. Der lyder en alarmtone, når batterispændingen bliver
lav. Alarmen er omtalt i afsnittet Alarmer og advarselslamper i denne
vejledning.
Batteriopladning:Du kan oplade det interne batteri ved at slutte
FreeStyle 5 til enten AC-strømforsyningen og en 100-240 volt, 50/60 Hz
AC-stikkontakt, eller ved at slutte enheden til en DC-strømkilde i en bil(båd, autocamper, mv.). Det tager ca. 3 timer og 15 minutter at oplade ethelt afladet batteri fuldstændigt. Det anbefales at genoplade batteriet,også selv om det kun er delvist afladet, så ofte som muligt.
AC-strømforsyning: Ved hjælp af en AC-strømforsyning kan FreeStyle
5 sluttes til en stikkontakt med 100-240 volt, 50/60 Hz. Strømforsyningen
konverterer 100-240 volt AC til en DC-spænding til FreeStyle 5-enheden.
Når FreeStyle 5 bruges med AC-strømforsyningen, vil strømmen fra
stikkontakten samtidigt både levere strøm til enheden og genoplade
FreeStyle 5’s batteri.
DC-strømforsyning:En DC-strømforsyning kan tilsluttes mellem
FreeStyle 5-enheden og et DC-udtag med 12 volt i en bil(båd, autocamper, mv.). Når FreeStyle 5 er tilsluttet bilens
cigarettænderstik, vil bilens batteri både forsyne FreeStyle 5-enheden
med driftsstrøm og oplade batteriet.
AirBelt (ekstraudstyr – bælte med ekstra batteri):FreeStyle 5 kanogså få strøm fra et eksternt batteribælte. Dette bælte kan bæres omkring
taljen. Når det bruges sammen med et fuldt opladet internt batteri, kan
det forsyne FreeStyle 5 med strøm i op til 7 timer. Batteriet i bæltet sluttes
til FreeStyle 5-enhedens strømindtag, og det kan genoplades ved at
slutte det til batteribæltets egen AC-strømforsyning.
Når AirBelt bruges med et helt opladet batteri, aflades det interne batteri
i FreeStyle 5 før AirBelt. AirBelt skal tilsluttes FreeStyle 5, indenenhedens interne batteri er afladet. Hold øje med batterikapaciteten, og
tilslut AirBelt til FreeStyle 5-enheden, inden det interne batteri er afladet
til 25 % eller mindre.

MN167-1 D

DA-24

FreeStyle 5™

DA

Hvis det interne batteri aflades helt, og FreeStyle 5-enheden
slukkes, kan det ikke startes igen med AirBelt. Hvis det sker,
skal du slutte FreeStyle 5-enheden til AC- eller DCstrømforsyning i en kort periode for at oplade det interne
batteri tilstrækkeligt til at starte enheden. AirBelt kan dereftertilsluttes for at få yderligere driftstid.

FiltreLuften kommer ind i FreeStyle 5 gennem et luftindtagsfilter, der er placeret underdækslet nederst foran på iltkoncentratoren. (Se figur 14 og 15). Dette filter
forhindrer, at støv og andre større partikler i luften kommer ind i enheden. Inden
du bruger FreeStyle 5, skal du sikre dig, at dette filter er rent og korrekt placeret.
(se afsnittet Rengøring, pasning og korrekt vedligeholdelse af filtre / luftindtagsfiltre
i denne vejledning).

Figur 14: Aftagning af dækslet til
luftindtagsfiltret

MN167-1 D

DA-25

FreeStyle 5™

DA

Figur 15: Aftagning af filter fra
filterdæksel

Brug ikke FreeStyle 5, uden at luftindtagsfiltret er på plads.
Hvis der er medleveret et ekstra filter, skal du isætte dette"erstatningsfilter", inden du rengør det snavsede filter.

Brug kun AirSep varenr. FI194-1 som luftindtagsfilter til
dette enhed.

MN167-1 D

DA-26

FreeStyle 5™

DA

Indstilling af flowvælger
FreeStyle 5-enheden har fem pulseringsindstillinger: 1, 2, 3, 4 og 5, som giver
flows svarende til 1-3 lpm ilt. Løft støvdækslet over tastaturet, og tryk på knap 1,
2, 3, 4 eller 5, svarende til den iltpulsering, som lægen har ordineret. (Se figur 16
og 17).

Figur 16: Løft støvdækslet over tastaturet

Figur 17: Tryk på flowvælgerknappen

MN167-1 D

DA-27

FreeStyle 5™

DA

Det er meget vigtigt at vælge det ordinerede iltniveau. Foretag
kun ændring af flowindstillingen (pulseringen), hvis lægen
anbefaler det.

Alarmer og advarselslamperNår FreeStyle 5-enheden registrerer indånding, sendes et ilttilskud gennem
iltbrillen. Den grønne lampe på enhedens kontrolpanel blinker, hver gang derregistreres en indånding.
Når enheden er i drift og samtidigt oplades via AC- eller DC-strømforsyningen,viser FreeStyle-enhedens batterimåler/indikatorer batteriets opladningstilstand (25til 100 %) og forbliver tændt i ca. 2,5 timer, efter at batteriet er fuldt opladet.
Der lyder en alarmtone, hvis batteriopladningen er lav, hvis iltbrillen er afbrudt, ellerhvis enhedens ydelse ligger udenfor specifikationerne. Lamperne og
alarmbetingelserne er detaljeret omtalt herunder, og opsummeret på diagrammet
senere i dette afsnit.
Ved en alarm, eller hvis du bemærker, at FreeStyle 5 ikke
fungerer korrekt, skal du gennemgå afsnittet om
problemløsning i denne vejledning. Hvis du ikke kan løse
problemet, skal du henvende dig til din udstyrsleverandør.

Hvis du føler dig utilpas eller er ude for en medicinsk
nødsituation, skal du straks søge læge.

•
•

Start
Der lyder en kort alarmtone ved opstarten. FreeStyle 5 er klar til brug, nåralarmen stopper.
Lavt batteriniveau
Når batterispændingen bliver lav, lyder en kortvarig, afbrudt alarmtone, og
den gule 25 % batterimåler/indikator blinker (figur 12). Når dette sker, skal
FreeStyle 5 sluttes til en DC-strømkilde eller en AC-stikkontakt, eller derskal skiftes til en anden iltforsyning indenfor to minutter. Når FreeStyle 5 er
tilsluttet en DC-strømkilde eller en AC-stikkontakt, fungerer enheden
samtidig med, at det oplader det interne batteri i FreeStyle 5. Niveauet forbatteriladningen vises af batterimåleren/indikatorerne.

MN167-1 D

DA-28

FreeStyle 5™
•

•

•

DA

Iltbrille afbrudt
Hvis FreeStyle 5 er i drift, men ikke registrerer indånding, lyder en konstantalarmtone, og den gule alarmlampe lyser efter 15 minutter. Hvis dette sker,
skal du kontrollere forbindelsen fra iltbrillen til FreeStyle 5-enheden, sikre
dig, at iltbrillen er placeret korrekt på ansigtet, og tænke på, om du ånder
ind gennem næsen. (Lægen vil muligvis om nødvendigt anbefale brug af
nakkestrop.) Hvis alarmen fortsat lyder, skal du skifte til en anden iltkildeog kontakte udstyrsleverandøren.
FreeStyle 5's kapacitet er overskredet
Hvis din åndedrætshastighed overskrider FreeStyle 5's kapacitet, lyder enhurtig alarmtone for hvert halve sekund, og alarmlampen blinker gult. Hvis
dette sker, ligger koncentrationen af den ilt, som FreeStyle 5 leverer, udenfor enhedens specifikationer. Du skal mindske din fysiske aktivitet, nulstillealarmen ved at slukke for enheden og tænde det igen. Skift evt. til enalternativ iltkilde, og kontakt udstyrsleverandøren.
Generel funktionsfejl
Hvis FreeStyle 5 har en generel funktionsfejl, lyder en hurtig alarmtone
hvert halve sekund, og den røde alarmlampe lyser vedvarende. Hvis dettesker, ligger koncentrationen af den ilt, som FreeStyle 5 leverer, uden forenhedens specifikationer. Du bør skifte til en anden iltkilde, og kontakte
udstyrsleverandøren.
Denne enhed må ikke anvendes som respirator. Der kanvære behov for yderligere overvågning af patienter med
aldersbetingede sygdomme, børn eller andre patienter, derikke er i stand til at give udtryk for ubehag. Patienter med
høre- og/eller synsnedsættelse skal have assistance med
overvågning af alarmer.

MN167-1 D

DA-29

FreeStyle 5™

DASådan skal du reagere på FreeStyle 5’s alarmer og
advarselslamper
Status

Lydalarm

Lampe

Indikerer

HandlingIndikator

Kort,
vedvarende
ved start(Grøn) PULSE;
vedvarende lys

FreeStyle 5 er blevettændt.

Du kan gå i gang med
at bruge FreeStyle 5enheden.

Indikator

Nej(Grøn) PULSE;
blinkende lys

FreeStyle 5 leverer ilt
som et pulserende flow.

Fortsæt med at bruge
FreeStyle 5 normalt.

Indikator

Nej

Niveauindikator

Batteriopladningsniveau.

Oplad som angivet.

Alarm

Vedvarende:
Bip(Gul) alarm;konstant lys

Ingen indånding
detekteret i en forud
fastlagt periode.

Kontroller iltbrilletilslutningen. Husk attrække vejret gennemnæsen. Hvis alarmen
varer ved, skal du
kontakte
udstyrsleverandøren.

Alarm

Afbrudt:
Bip

25 % (Gul)alarm BATT;
blinkende
lampe

Batterispænding for lav
til drift af FreeStyle 5.

Slut øjeblikkeligt
FreeStyle 5 til en
DC-strømkilde eller
en AC-stikkontakt.

Alarm

Afbrudt:
Bip, bip

25 % (Gul)
BATT;batteriindikator;
blinkende
lampe

Batterinedlukning pågrund af lav spænding.

Slut øjeblikkeligt
FreeStyle 5 til en
DC-strømkilde eller
en AC-stikkontakt.

MN167-1 D

DA-30

FreeStyle 5™

DA

Alarm

Hurtigt,
afbrudt:
Bip, bip,
bip...

(Gul) alarm;
blinkende lysÅndedrætshastigheden
overstiger FreeStyle 5enhedens kapacitet.

Mindskaktivitetsniveauet, og
brug om nødvendigt
en anden iltkilde.
Kontakt
udstyrsleverandøren.

Alarm

Hurtigt,
afbrudt:
Bip, bip,
bip...

(Rød) ALARM;
vedvarende lys

Generel funktionsfejl i
FreeStyle 5-enheden.

Sluk enheden. Skift tilen anden iltkilde,
og kontakt
udstyrsleverandøren.

Dobbeltdisplay:
Alarmtilstand (gul)Generel funktionsfejl (rød)

Figur 16: Alarmindikator

MN167-1 D

DA-31

FreeStyle 5™

DA

Rengøring, pasning og korrekt vedligeholdelse
KabinetSluk FreeStyle 5-enheden, og tag netledningen ud af
stikkontakten, inden du rengør kabinettet.

Brug ikke væske direkte på FreeStyle 5-enheden underrengøringen. Uhensigtsmæssige kemiske midler omfatter, men er
ikke begrænset til følgende, i henhold til plastproducenten: alkohol
og alkoholbaserede produkter, koncentrerede klorinbaserede
produkter(ætylenklorid) samt oliebaserede produkter (Pine-Sol,
Lestoil). Disse må IKKE anvendes til rengøring af plastkabinettet
på FreeStyle 5, da de kan beskadige enhedens plastmateriale.

Udskift engangsiltbrillen i henhold til producentens eller
leverandørens anbefalinger. Udskiftningsdele kan bestilles hos
udstyrsleverandøren.

Hold FreeStyle 5-enheden rent og frit for fugt og støv. Rengør
plastickabinettet regelmæssigt ved at aftørre det med en fnugfri
klud eller med et mildt rengøringsmiddel på en fugtig klud ellersvamp. Vær især opmærksom på, at iltudtaget til iltbrillen er frit for
støv, vand og partikler.

Følg alle producentens instruktioner for ikke at ugyldiggøre
AirSeps garanti.

MN167-1 D

DA-32

FreeStyle 5™

DA

FilterLuftindtagsfilter
Mindst én gang om ugen skal du fjerne dækslet nederst foran på enheden og
vaske luftindtagsfiltret, der er placeret indvendigt i dækslet. (se afsnittet Filter
i denne vejledning). Din udstyrsleverandør kan eventuelt give dig råd om atrengøre hyppigere, afhængigt af driftsbetingelserne. Følg disse trin for korrekt
rengøring af luftindtagsfiltret:
1.

Tag filtret ud af luftindtagsfiltrets dæksel, og vask det i en varmsæbevandsopløsning.

2.

Afskyl filtret omhyggeligt, og fjern overskydende vand med en blød,
sugende klud. Sørg for, at filtret er tørt, inden du sætter det i igen.

3.

Sæt det tørre filter tilbage på plads.
Brug ikke FreeStyle 5, uden at luftindtagsfiltret er på plads. Hvis derer medleveret et ekstra filter, skal du isætte dette "erstatningsfilter",inden du rengør det snavsede filter.

AirSep anbefaler ikke sterilisering af dette udstyr.

BæretaskeBæretasken og remmen må kun vaskes med varmt sæbevand (gennemvæd ikke
tasken), og begge dele skal lufttørres. Du må ikke maskinvaske tasken eller lægge
den i en tørretumbler.

Tilbehør til FreeStyle 5
Ud over iltbrillen anbefaler AirSep, at du ikke anvender andet tilbehør til FreeStyle
5 end det, der er vist nedenfor, som leveret af AirSep gennem din leverandør. Brugaf ikke-angivet tilbehør kan påvirke ydelsen negativt og/eller sikkerheden ved dentransportable iltkoncentrator FreeStyle 5.

MN167-1 D

DA-33

FreeStyle 5™

DA

Varenummer/beskrivelse
PW021-1 AC-strømforsyning (PW021-ledning på 1,4 m) m/ CD023-1 ledning
120VAC (2,4 m)
PW021-2 AC-strømforsyning m/ CD017-2 Euro-ledning (2,5 m)
PW021-3 AC-strømforsyning m/ CD025-1 australsk ledning 250 VAC (2,6 m)
PW021-4 AC-strømforsyning m/ CD017-4 UK-ledning (2,5 m)
PW024-1 DC-strømforsyning, herunder ledningsadapter(ledningslængde
på
adapterside:
1m;ledningslængde
strømforsyningsside: 0,9 m)

påBT017-1 AirBelt med strømforsyning (BT017 forlænget ledning 1,2 m)
m/ CD023-1-ledning 120VAC(2,4 m)
BT017-2 AirBelt med strømforsyning m/ CD017-2 Euro-ledning (2,5 m)
BT017-3 AirBelt med strømforsyning m/ CD025-1 australsk ledning 250 VAC(2,6 m)
BT017-4 AirBelt med strømforsyning m/ CD017-4 UK-ledning (2,5 m)
MI194-1 Luftindtagsfilter
MI 371-1 Bæretaske
MI284-1 Skulderstrop til konvertering af standardbæretasken til FreeStyle 5 tilrygsækMI240-2 AirBelt-udvidelse
MI372-1 Carry-All-taske til alt tilbehør
MI378-1 Bærevogn
Brug af andre kabler og adaptere end de angivne kan
resultere i øget forureningsudslip eller forringe FreeStyle 5enhedens modstandsdygtighed, hvis der ikke er tale om
kabler og adaptere, der sælges af producenten af det
elektromedicinske udstyr som reservedele til interne
komponenter.

MN167-1 D

DA-34

FreeStyle 5™

DA

Materialer i direkte eller indirekte kontakt med patienten
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Koncentratorens kabinet ........................Valtra/ABS/Polystyren
Koncentratorens kontrolpanel..................Polyester EBG7 eller
tilsvarende
Kontrolpanellåge ....................................Polycarbonat
Koncentratorens håndtag .......................Polycarbonat
Luftudtag, dyse .......................................Polycarbonat
Luftindtagsfilter .......................................Skum, polyesterMærkat på enhed ...................................Lexan
Enhedens fødder ....................................Polyurethan
Ledningsstik ...........................................Polycarbonat/Vinylchlorid
Ledninger ................................................PVC, metal
Strømforsyning ........................................Lexan 940 (polycarbonit)Bæretaske til koncentratoren...................100% polyester-mikrofiberm/ PVC-bagsideBæretaske til batteri, bælte og strop........100% polyester-mikrofiberm/ PVC-bagsideBærevogn ...............................................Polypropylenplast, stål og
aluminium
Emballage ..............................................Dobbelt forstærket bølgepap

Reserveiltforsyning
Udstyrsleverandøren kan anbefale en alternativ kilde til supplerende iltbehandling,hvis der opstår en mekanisk fejl eller en strømafbrydelse.

Problemløsning
FreeStyle 5-enheden er udviklet til problemfri drift i årevis.
Hvis din transportable iltkoncentrator FreeStyle 5 ikke fungerer tilfredsstillende,
kan du i diagrammet på de følgende sider finde mulige årsager og løsninger.
Kontakt leverandøren, hvis det er nødvendigt.

Forsøg ikke selv at udføre anden vedligeholdelse end de mulige
løsninger, der er angivet i denne vejledning.

MN167-1 D

DA-35

FreeStyle 5™

DA

ProblemMulig årsag

Løsning

FreeStyle 5 fungerer
ikke, når du trykker på
en knap til valg af
pulsering.

Batteriet er afladet.

Slut enheden til en
DC-strømkilde eller
en AC-stikkontakt.

Funktionsfejl.

Kontakt
udstyrsleverandøren,og skift til enreserveiltforsyning.
Der lyder envedvarende alarmtone,og den (gule)alarmlampe blinker.

FreeStyle 5 har ikke
detekteret indåndingi 15 minutter.

Kontroller iltbrillens
tilslutning.
Sørg for, at der ikke erknæk på iltbrille-slangen.
Kontroller, at iltbrillen
sidder korrekt, og sørg
for, at du trækker vejret
gennem næsen. Hvis dutrækker vejret gennem
munden, vil lægen
muligvis anbefale en
hovedstrop.

Blinkende
alarmtilstand, og den(gule) lampe blinker.

Batteriet skal oplades.

Blinkende
alarmtilstand, og den(gule) lampe blinker,
hvorefter FreeStyle 5
lukker ned.

Batterispændingen er for Slut straks enheden til
lav til drift af FreeStyle 5- en DC-strømkilde eller
enheden.
en AC-stikkontakt.

Blinkende
alarmtilstand, og den(gule) lampe blinker.

Åndedrætshastigheden
har overskredet
FreeStyle 5-enhedens
kapacitet.

MN167-1 D

Slut enheden til en
DC-strømkilde eller enAC-stikkontakt inden
for 2 minutter, eller tilslut
AirBelt (ekstraudstyr).

Mindskaktivitetsniveauet, og
sluk og tænd forenheden for at nulstilledet. Skift om nødvendigt
til en anden iltkilde, og
kontakt
udstyrsleverandøren.

DA-36

FreeStyle 5™

DA

ProblemMulig årsag

Løsning

Hurtig blinkende
alarmtilstand, og den(røde) alarmlampe
lyser uafbrudt.

Der er opstået en
generel funktionsfejl.

Skift om nødvendigt tilen anden iltkilde, og
kontakt leverandøren.

Enheden starter ikke
på batteristrøm.

Enheden kan værevarmt eller koldt, hvis det
er efterladt udendørs,f.eks. i en bil.

Lad enheden opnånormal driftstemperatur,hvilket kan tage flere
minutter, hvis det harværet udsat for
ekstreme temperaturer.
Slut midlertidigt enheden
til en DC-strømkilde eller
en AC-stikkontakt for atnulstille det interne
batteri.

Forsinkelse af
opladning af batteri.

Det interne batteri
Enheden kan betjenes,
overstiger
men opladning bliver
opladningstemperaturen. måske ikke genoptaget,
før batteritemperaturen
er reduceret. (Se noterom batterioplader).

Enheden afgiver alarmi en bil, hvor det er
tilsluttet bilens
DC-strømkilde.

Ingen strøm til enheden,hvis batteriet er afladet,og DC-udtaget dermed
ikke lader.

Ved alle andre
problemer.

MN167-1 D

Afbryd DC-forsyningenfra bilens udtag, og
tilslut herefter DCstrømforsyningen tilbilens DC-udtag forat nulstille DCstrømforsyningen.
Skift om nødvendigt tilen anden iltkilde, og
kontakt leverandøren.

DA-37

FreeStyle 5™

DASpecifikationer for FreeStyle 5
Iltkoncentration:*

Pulseringsindstilling 1 – 5; svarende til etkontinuerligt flow på 90 % ilt +5,5 / -3 %Pulseringsdosis:

Indstilling 1: 8,75 ml ± 15 %Indstilling 2: 17,5 ml ± 10 %Indstilling 3: 26,5 ml ± 10 %Indstilling 4: 35,0 ml ± 10 %Indstilling 5: 43,75 ml ± 10 %Dimensioner:

27,2 cm høj x 16,8 cm bred x 11,2 cm dyb

Vægt:

2,8 kg; AirBelt (ekstraudstyr) 0,8 kg

Effekt:AC-strømforsyning: Indgang: 100-240VAC, 50-60Hz,
2A | Udgang: 15V
DC-strømforsyning: Indgang: 12-24VDC, 15A max |Udgang: 15VDC, 8A max

Batterivarighed:(genopladeligt
litiumbatteri)

5 lpm – 1 time; 4 lpm – 1 time, 15 minutter; 3 lpm –1 time, 30 minutter; 2 lpm – 2 timer; 1 lpm – 3 timer
AirBelt (ekstraudstyr), når det kombineres med
internt batteri:
5 lpm – 2 timer, 30 minutter; 4 lpm – 3 timer; 3 lpm –3 timer, 30 minutter;2 lpm – 4 timer, 30 minutter; 1 lpm – 7 timer

Genopladningstid forbatteri:

3 timer, 15 minutter; AirBelt (ekstraudstyr): 3 timer

Indledende starttid

2 minutter

Batterilevetid:

Ca. 300 opladninger, derefter 80 % kapacitet eller
mindre.

Lydalarmer og visuellepulseringsindikatorer:

Start

MN167-1 D– hørbart og visuelt signal(GRØN indikatorlampe)
Pulsering– visuelt (GRØNindikatorlampe)
Batteriets tilstand– batteriniveau (GRØNindikatorlampe)
Batteri lavt
– hørbart og visuelt signal(GUL alarmlampe)
Batteri nedlukning– hørbart og visuelt signal(GUL alarmlampe)
Iltbrille afbrudt– hørbart og visuelt signal(GUL alarmlampe)
System overbelastet – hørbart og visuelt signal(GUL alarmlampe)
Generel fejl
– hørbart og visuelt signal(RØD alarmlampe)

DA-38

FreeStyle 5™

DA**Temperaturområde:Driftstemperatur:
5 °C til 40 °C(op til 90 % relativ luftfugtighed (ikkekondenserende))
Opbevaringstemperatur:-20 °C til 60 °C**Maks. driftshøjde:op til 3.657,6 m) (483 mmHg). I højere områder kan
ydelsen påvirkes.

* Baseret på et atmosfærisk tryk på 14,7 psi (101 kPa) ved 21 °C**Drift uden for disse specifikationer kan begrænse koncentratorens opfyldelse af
specifikationerne for iltkoncentration ved højere flowhastigheder.

MN167-1 D

DA-39

FreeStyle 5™

DASpecifikationer, fortsat
Der skal træffes særlige foranstaltninger med hensyn til elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC) i forbindelse med medicinsk udstyr
i henhold til oplysningerne om EMC i dette afsnit.
Vejledning og producentens erklæring ± elektromagnetisk immunitet
FreeStyle 5 er beregnet til anvendelse i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren
af FreeStyle 5 bør sikre, at det anvendes i et sådant miljø.

IMMUNITETSTEST

IEC 60601-testniveau

Overensstemmelse

Elektrostatisk udledning(ESD)± 6 kV kontakt± 6 kV kontakt

IEC 61000-4-2± 8 kV luft

± 8 kV luft

Elektrisk fasttransient/burst (hurtig
transient/bygetransient)± 2 kV for
strømforsyningsledninger± 2 kV for
strømforsyningsledninger± 1 kV for indgangs/udgangsledninger

Ikke relevant

IEC 61000-4-4Overspænding± 1 kV ledning til ledning± 1 kV ledning til ledning

IEC 61000-4-5± 2 kV ledning til jord

± 2 kV ledning til jordSpændingsdyk, korte
afbrydelser ogspændingsvariationer.

<5 % UT(>95 % dyk i UT)
i 0,5 cyklus<5 % UT(>95 % dyk i UT)
i 0,5 cyklus

IEC 61000-4-11

40 % UT(60 % dyk i UT)
i 5 cyklusser

40 % UT(60 % dyk i UT)
i 5 cyklusser

70 % UT(30 % dyk i UT)
i 25 cyklusser

70 % UT(30 % dyk i UT)
i 25 cyklusser<5 % UT(>95 % dyk i UT)
i5s<5 % UT(>95 % dyk i UT)
i5s

3 A/m

3 A/m

Netgenereredemagnetiske felter
IEC 61000-4-8

Elektromagnetisk miljø± vejledning
Gulve bør være af træ, betoneller keramiske fliser. Hvis
gulvene er belagt med
syntetisk materiale, bør den
relative fugtighed væremindst 30 %.
Netstrømskvalitet skal væretypisk kommerciel eller
hospitalskvalitet.

Netstrømskvalitet skal væretypisk kommerciel eller
hospitalskvalitet.
Netstrømskvalitet skal væretypisk kommerciel eller
hospitalskvalitet. Hvis
brugeren af FreeStyle 5 harbehov for vedvarende drift
ved strømafbrydelse, bør
FreeStyle 5 forsynes med
strøm fra en UPS-enhedeller et batteri.

Netgenererede magnetiske
felter bør være på niveauer,der er typiske forkommercielle miljøer eller
hospitalsmiljøer.

BEMÆRK UT er vekselstrømsspændingen inden anvendelsen af testniveauet.

MN167-1 D

DA-40

FreeStyle 5™

DA

Vejledning og producentens erklæring ± elektromagnetisk immunitet
FreeStyle 5 er beregnet til anvendelse i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren
af FreeStyle 5 bør sikre, at det anvendes i et sådant miljø.

IMMUNITETSTEST

IEC 60601testniveau

Overensstemmelse

Conducted RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms150 kHz til
80 MHz3 VrmsRadiated RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz til
2,5 GHz

3 V/mElektromagnetisk miljø ±vejledningBærbart og mobilt RFkommunikationsudstyr bør ikke anvendestættere på nogen del af FreeStyle 5,
herunder kabler, end den anbefalede
minimumsafstand beregnet ved hjælp af
den formel, der gælder for
senderfrekvensen.
Anbefalet minimumsafstand
D= 1,2 x √P

D= 1,2 x √P fra 80 MHz til 800 MHz
D= 2,3 x √P fra 800 MHz til 2,5 GHz
hvor P er senderens maksimale
udgangseffekt i watt (W) i henhold til
senderproducenten, og d er den
anbefalede minimumsafstand i meter (m).
Feltstyrker fra de faste RF-sendere, somfastlagt ved elektromagnetisk
pladsundersøgelse, bør være mindre end
overensstemmelsesniveauet i hvert
frekvensområde.
Interferens kan forekomme i nærheden af
udstyr mærket med følgende symbol:

NOTE 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde.
NOTE 2 Disse retningslinjer gælder ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning påvirkes af absorption og
refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.
a. Feltstyrker fra faste sendere, f.eks. basisstationer til radiotelefoner (mobile/ledningsløse) og landmobile radioer,
amatørradio, AM- og FM-radiosending og tv-sending, kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For atvurdere det elektromagnetiske miljø som følge af faste RF-sendere bør en elektromagnetisk pladsundersøgelse
overvejes. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor FreeStyle 5 anvendes, overstiger det niveau foroverholdelse af de RF-grænser, der er nævnt ovenfor, bør FreeStyle 5 observeres med henblik på at sikre
normal drift. Hvis der observeres unormal drift, skal der evt. træffes yderligere foranstaltninger, f.eks. ved at rykke
rundt på eller flytte FreeStyle 5.
b. I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkerne være under 3 V/m.

MN167-1 D

DA-41

FreeStyle 5™

DA

Anbefalet minimumsafstand mellem bærbart og mobilt udstyr, der sender via radiobølger
(RF), og FreeStyle 5
FreeStyle 5 er beregnet til anvendelse i et elektromagnetisk miljø, hvor udstråling fra radiobølger (RF) er begrænset.
Kunden eller brugeren af FreeStyle 5 kan hjælpe med at forhindre elektromagnetiske forstyrrelser ved at holde den
minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-udstyr (sendere) og FreeStyle 5, der anbefales nedenfor, med
udgangspunkt i RF-udstyrets maksimale udgangseffekt.

Senderens
nominelle
maksimaleudgangseffekt
W

Minimumsafstand baseret på senderfrekvens(m)
fra 150 kHz til 80 MHz
d= 1,2 x √P

fra 80 MHz til 800 MHz
d= 1,2 x √P

fra 800 MHz til 2,5 GHz
d= 2,3 x √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

For sendere med en maksimal udgangseffekt, der ikke er anført ovenfor, kan den anbefalede minimumsafstand d imeter (m) anslås ved hjælp af formlen for senderens frekvens, hvor P er senderens maksimale udgangseffekt i watt(W) i henhold til senderproducenten.
NOTE 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder minimumsafstanden for det højeste frekvensområde.
NOTE 2 Disse retningslinjer gælder ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning påvirkes af absorption og
refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.

Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetiske emissioner
FreeStyle 5 er beregnet til anvendelse i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren
af FreeStyle 5 bør sikre, at det anvendes i et sådant miljø.

Emissionstest

Overensstemmelse

RF-emissioner
CISPR 11

Vejledning vedrørende det
elektromagnetiske miljø

Gruppe 1

FreeStyle 5 anvender kun RF-energi til sin interne
funktion. Dets RF-emissioner er derfor meget lave og
vil sandsynligvis ikke forårsage forstyrrelser ielektronisk udstyr i nærheden.

Klasse B

Freestyle 5 kan bruges i alle miljøer, herunder i boliger
og lokaler, der er direkte tilsluttet det offentlige elnet,
som forsyner boliger med strøm til husholdningsformål.

RF-emissioner
CISPR 11
Harmoniske emissioner
Klasse A
IEC 61000-3-2Spændingssvingninger/hurtige
frekvensfluktuationer

Overensstemmende

IEC 61000-3-3

MN167-1 D

DA-42

FreeStyle 5™

DA

Klassifikation
Beskyttelsestype mod elektrisk stød:
Klasse II Beskyttelse mod elektrisk stød opnås gennem
dobbeltisolering.
Grad af beskyttelse mod elektrisk stød:
Type BF Udstyret giver en bestemt grad af beskyttelse mod elektriske
stød, hvad angår
1) tilladt lækstrøm2) pålidelighed af beskyttende jordforbindelse (hvis ensådan er til stede).
3) Ikke beregnet til direkte hjerteanvendelse.
Uafhængig prøvning iht. Medical Electrical Equipment Standard:Afprøvet som værende i overensstemmelse med
IEC 60601-1 Medical Electrical Equipment – Part 1: General
Requirements for Safety
Afprøvet som værende i overensstemmelse med gældende
krav i standarden
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1-08 M90 Medical Electrical
Equipment – Part 1: General Requirements for Safety
Beskyttelse mod mulig elektromagnetiske eller andre forstyrrelser mellem
udstyret og andre apparater.
Afprøvet som værende i overensstemmelse med:
EN 60601-1-2 Medical Electrical Equipment, Part 1: General
Requirements for Safety-Collateral Standard: Electrical
Compatibility – Requirements and Tests
RTCA-DO160 Airborne Equipment, Sec. 21, Emission ofRadio Frequency Energy
CISPR 11 / EN 55011 Class B Group 1, "Industrial, Scientific,
and Medical (ISM) Equipment"
FCC Part 15, Subpart B – Class B Unintentional Radiators
Tilladt metode til rengøring og infektionskontrol:
Se afsnittet Rengøring, pasning og korrekt vedligeholdelsei denne patientvejledning til FreeStyle 5.
Sikkerhedsgrad ved anvendelse, hvis der samtidigt anvendes brændbareanæstesigasser:
Udstyret egner sig ikke til en sådan anvendelse.
Funktionsmetode:
Kontinuerlig anvendelse.

MN167-1 D

DA-43

FreeStyle 5™

DA

For europæisk repræsentation:
Medical Product Services GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany
E-mail: info@mps-gmbh.eu

MN167-1 D

DA-44‫‪AR‬‬‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫ﻻ ﺗﻘم ﺒﺘﺸﻐﻴل ھذا اﻟﺠﮭﺎز دون ﻗﺮاءة ھذا اﻟدﻟﻴل واﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻪ أوﻻً ‪.‬إذا ﻟم ﺗﺘﻤﻛن ﻤن ﻓﮭم‬‫اﻟﺘﺤذﻳﺮات واﻹرﺸﺎدات‪ ،‬اﺗﺼل ﺒﻤﺰ ِّود اﻟﻤﻌدات ﻟدﻳك ﻗﺒل ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﺴﺘﺨدام ھذه اﻟﻤﻌدات؛ وإﻻ‬‫ﻗد ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ أو اﻟﻀﺮر‪.‬‬‫إن اﻟﺗدﺧﯾن أﺛﻧﺎء اﺳﺗﺧدام اﻷوﻛﺳﺟﯾن ھو اﻟﺳﺑب اﻷول ﻟوﻗوع اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن‬‫اﻟﺣراﺋق‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﮭﺎ ﻣن ﺣﺎﻻت وﻓﺎة‪ ،‬ﻟذا ﯾﺟب ﻋﻠﯾك اﺗﺑﺎع ﺗﺣذﯾرات اﻷﻣﺎن اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬‫ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗدﺧﯾن أو إﺷﻌﺎل ﺷﻣوع أو ﺷﻌﻼت ﻟﮭب ﻣﻛﺷوﻓﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺣﺟرة اﻟﺗﻲ ﺑﮭﺎ اﻟﺟﮭﺎز‪،‬‬‫أو ﻋﻠﻰ ﺑُﻌد ‪ 5‬أﻗدام )‪1.25‬ﻣﺗرً ا( ﻣن اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸوﻛﺳﺟﯾن‪.‬‬‫ﻗد ﯾﺗﺳﺑب اﻟﺗدﺧﯾن أﺛﻧﺎء ارﺗداء ﻗُﻧﯾﱠﺔ )أﻧﺑوب اﺳﺗﻧﺷﺎق( أوﻛﺳﺟﯾن ﻋن اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺣروق ﻓﻲ‬‫اﻟوﺟﮫ‪ ،‬ورﺑﻣﺎ اﻟوﻓﺎة‪.‬‬‫ﺳﯾﻧﺗﺞ ﻋن إزاﻟﺔ اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ ووﺿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻼءة أو أرﯾﻛﺔ أو وﺳﺎدة‪ ،‬وﻗوع ﺣراﺋق ھﺎﺋﻠﺔ ﻋﻧد‬‫ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﺳﯾﺟﺎرة أو ﻣﺻدر ﺣراري أو ﻟﮭب‪.‬‬‫إذا أردت اﻟﺗدﺧﯾن‪ ،‬ﻓﻌﻠﯾك ﺑﺎﻟﺧطوات اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻹﻧﻘﺎذ ﺣﯾﺎﺗك‪:‬‬‫ﻗم ﺑﺈطﻔﺎء ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن‪ ،‬وﻧزع اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ وﺗرك اﻟﺣﺟرة اﻟﺗﻲ ﯾوﺟد ﺑﮭﺎ اﻟﺟﮭﺎز‪.‬‬‫ﯾﺟب إﺑراز ﻋﻼﻣﺎت ﻣﺛل "ﻣﻣﻧوع اﻟﺗدﺧﯾن ـــ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﮫ أوﻛﺳﺟﯾن" ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل‪ ،‬أو ﻓﻲ‬‫اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﺳﺗﺧدام ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن‪ .‬ﯾﺟب إﺧﺑﺎر اﻟﻣرﺿﻰ وﻣن ﯾﻌﺗﻧون ﺑﮭم ﻋن‬‫ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﺧﯾن أﺛﻧﺎء اﺳﺗﺧدام أوﻛﺳﺟﯾن طﺑﻲ أو ﻣﺟرد وﺟوده ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن‪.‬‬‫‪AR‬‬‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫ﺟدول اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬‫™‪ AirSep® FreeStyle 5‬اﻟﻤﺤﻤول‬‫ﺠﮭﺎز ﺗوﻟﻴد أوﻛﺴﺠﻴن‬‫ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ AirSep’s FreeStyle™ 5‬اﻟﻣﺣﻣول‬‫اﻟرﻣوز‬‫ﻟﻣﺎذا وﺻف ﻟك طﺑﯾﺑك اﻟﺧﺎص اﻷوﻛﺳﺟﯾن‬‫ﻣﺎ ھو ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle 5‬اﻟﻣﺣﻣول?‬‫ﻣﻠف ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺷ ﱢﻐل‬‫‪ FreeStyle 5‬ﻟﻠﺳﻔر اﻟﺟوي – ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن إدارة اﻟطﯾران اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ‬‫ﻗواﻋد اﻷﻣﺎن اﻟﮭﺎﻣﺔ‬‫ﻗواﻋد اﻷﻣﺎن اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣزام ‪ AirBelt‬اﻻﺧﺗﯾﺎري‬‫اﻟﺑدء ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle 5‬اﻟﻣﺣﻣول‬‫ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‬‫اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ اﻷﻧﻔﯾﺔ‬‫ﻣﻛوﻧﺎت وﺣدة ‪FreeStyle 5‬‬‫ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل‬‫إﻣدادات اﻟطﺎﻗﺔ‬‫اﻟﻔﻼﺗر‬‫إﻋداد ﻣُﺣدِد اﻟﺗدﻓق‬‫اﻟﺗﻧﺑﯾﮭﺎت‪/‬اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺿوﺋﯾﺔ‬‫ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑﯾﮭﺎت‪/‬اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺿوﺋﯾﺔ ﺑوﺣدة ‪FreeStyle 5‬‬‫اﻟﻣؤﺷرات‬‫اﻟﺗﻧظﯾف واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ‬‫اﻟﻛﺎﺑﯾﻧﺔ‬‫اﻟﻔﻠﺗر‬‫ﺣﻘﯾﺑﺔ اﻟﺣﻣل‬‫ﻣﻠﺣﻘﺎت ‪FreeStyle 5‬‬‫اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻣرﯾض‬‫اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺈﻣدادات اﻷوﻛﺳﺟﯾن‬‫ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت‬‫ﻣواﺻﻔﺎت وﺣدة ‪FreeStyle 5‬‬‫اﻟﺗﺻﻧﯾف‬‫اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺣدود‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ ‪1‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ ‪2-1‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪3‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪3‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪4‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪4‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪5-10‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪11‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪12-15‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪16-18‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪19-20‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪20-21‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪22‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪23‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪24-25‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪26-27‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪27-28‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪29-30‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪31-33‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪31‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪32‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪33‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪33-34‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪35‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪35‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪35-37‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪38-41‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪42‬‬‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪43‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ AirSep’s FreeStyle™ 5‬اﻟﻣﺣﻣول‬‫ﺳﺗﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ AirSep’s FreeStyle™ 5‬اﻟﻣﺣﻣول )‪ (POC‬ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟدﻟﯾل اﻟﺧﺎص‬‫ﺑﺎﻟﻣرﺿﻰ‪ .‬ﺗﺄﻛد ﻣن ﻗراءة ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟدﻟﯾل وﻓﮭﻣﮭﺎ ﻗﺑل ﺗﺷﻐﯾل وﺣدة ‪ FreeStyle 5‬اﻟﺧﺎﺻﺔ‬‫ﻣزود اﻟﻣﻌدات اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ‪.‬‬‫ﺑك‪ ،‬وإن ﻛﺎن ﻟدﯾك أي أﺳﺋﻠﺔ‪ ،‬ﯾﺳر ﱢ‬‫اﻟرﻣوز‬‫ُﺗﺳﺗﺧدم اﻟرﻣوز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌدات أو اﻟدﻟﯾل ﺑدﻻً ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻣن أﺟل ﺗﻘﻠﯾل اﺣﺗﻣﺎل ﺳوء اﻟﻔﮭم اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﺧﺗﻼف اﻟﻠﻐﺎت‪،‬‬‫ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺳﮭوﻟﺔ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﻔﮭوم ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﺣددة‪.‬‬‫اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ھو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟرﻣوز واﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣﻊ ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪FreeStyle 5‬‬‫اﻟﻣﺣﻣول‪.‬‬‫اﻟوﺻف‬‫اﻟرﻣز‬‫اﻟوﺻف‬‫ﻣﻌدات ﻣن اﻟﺻﻧف ‪ ،II‬ﻣﻌزوﻟﺔ‬‫ﻋزﻻً ﻣزدوﺟً ﺎ‬‫ﺗﺣذﯾر ـــ ﯾﺻف أﺣد‬‫اﻟﻣﺧﺎطر أو اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت‬‫ﻏﯾر اﻵﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن‬‫ﺗؤدي إﻟﻰ وﻗوع إﺻﺎﺑﺎت‬‫ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﺟﺳد‪ ،‬أو اﻟوﻓﺎة‪ ،‬أو‬‫أﺿرار ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت‪ ،‬إن ﻟم‬‫ﯾﺗم ﺗﺟﻧﺑﮭﺎ‪.‬‬‫ﻣﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺗوﺟﯾﮫ‬‫‪ EEC/42/93‬اﻟذي وﺿﻌﺗﮫ‬‫اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة رﻗم ‪0459‬‬‫ﺗﻧﺑﯾﮫ ـــ ﯾﺻف أﺣد اﻟﻣﺧﺎطر‬‫أو اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻏﯾر اﻵﻣﻧﺔ‬‫اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي إﻟﻰ‬‫وﻗوع إﺻﺎﺑﺎت طﻔﯾﻔﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺟﺳد‪ ،‬أو أﺿرار‬‫ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت‪ ،‬إن ﻟم ﯾﺗم‬‫ﺗﺟﻧﺑﮭﺎ‪.‬‬‫ھﯾﺋﺔ اﻷﻣﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ‬‫‪ CAN/CSA C22.2‬رﻗم‬‫‪60601-1-08 M90‬‬‫ﻟﻠﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ‬‫ﻣﻠﺣوظﺔ ـــ ﯾﻘدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬‫اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد‬‫أو اﻟﺗﻛرار‬‫اﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟوﺣدة واﻟﻣﻠﺣﻘﺎت ﻓﻲ‬‫ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺎﻓﺔ‬‫اﺳﺗﺷر اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣراﻓﻘﺔ‬‫‪AR-1‬‬‫اﻟرﻣز‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫اﻟﺗﺧﻠص اﻟﺳﻠﯾم ﻣن ﻧﻔﺎﯾﺎت‬‫اﻟﻣﻌدات اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ‬‫اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‬‫ﻣﻣﻧوع اﺳﺗﺧدام زﯾت أو‬‫ﺷﺣم‬‫ﻣﻣﻧوع اﻟﻔك‬‫ﻣﻣﻧوع اﻟﺗدﺧﯾن‬‫اﺳﺗﺷر اﻹرﺷﺎدات ﻟﻼﺳﺗﺧدام‬‫ﻣﻌدات ﻣن ﻧوع ‪BF‬‬‫ھش ـــ ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺣرص‬‫ھذا اﻟﺟﺎﻧب ﻟﻸﻋﻠﻰ‬‫إدارة اﻟطﯾران اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ـــ ﻣوﻟد‬‫اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﻣﺣﻣول اﻟذي ﺗﻣت‬‫اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮫ‬‫ﻣﻣﻧوع اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﮭب‬‫اﻟﻣﻛﺷوف‬‫راﺟﻊ اﻹرﺷﺎدات‬‫‪ RTCA DO160‬اﻟﻘﺳم‬‫‪ 21‬ﻣﺳﺗﺟﯾب ﻣن اﻟﻔﺋﺔ م‪.‬‬‫ﻣﺗطﻠب اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ‬‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠطﯾران اﻟﻔﯾدراﻟﻲ‬‫رﻗم ‪ 106‬ﺑﺈدارة اﻟطﯾران‬‫اﻟﻔﯾدراﻟﻲ‬‫‪ RTCA/DO-160‬اﻟﻘﺳم ‪21‬‬‫ﻣﺳﺗﺟﯾب ﻣن اﻟﻔﺋﺔ م‬‫طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت‪ :‬ﯾﺟب اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻛﺎﻓﺔ ﻧﻔﺎﯾﺎت ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ AirSep’s FreeStyle 5‬ﺑﺎﺳﺗﺧدام‬‫اﻟطرق اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪.‬‬‫طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺟﮭﺎز‪ :‬ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ‪ ،‬ﯾﺟب اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣوﻟد ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟطرق اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ‬‫اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪.‬‬‫‪AR-2‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬‫‪AR‬‬‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫ﻟﻣﺎذا وﺻف ﻟك طﺑﯾﺑك اﻟﺧﺎص اﻷوﻛﺳﺟﯾن‬‫ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺎس ﻣن أﻣراض ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠب وﺑﺎﻟرﺋﺔ إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن أﻣراض اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ‪ ،‬وﯾﻣﻛن ﻟﻌدد‬‫ﻛﺑﯾر ﻣن ھؤﻻء اﻟﻣرﺿﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻌﻼج اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﺑﺎﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل‪ ،‬أو أﺛﻧﺎء اﻟﺳﻔر أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ‬‫اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺑﻌﯾ ًدا ﻋن اﻟﻣﻧزل‪.‬‬‫إن اﻷوﻛﺳﺟﯾن ھو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻏﺎز ﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ ‪ %21‬ﻣن ھواء اﻟﺣﺟرة اﻟذي ﻧﺳﺗﻧﺷﻘﮫ‪ ،‬وﺗﻌﺗﻣد أﺟﺳﺎﻣﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﻣدادات‬‫ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن ھذا اﻟﻐﺎز ﺣﺗﻰ ﺗﻘوم ﺑوظﺎﺋﻔﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم‪ ،‬وﻟﻘد وﺻف ﻟك طﺑﯾﺑك اﻟﺧﺎص ﺗدﻓ ًﻘﺎ أو إﻋدا ًدا ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﻔس‬‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك‪.‬‬‫وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻏﺎز اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻋﻘﺎر ﻻ ﯾﺳﺑب اﻹدﻣﺎن‪ ،‬ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻏﯾر اﻟﻣرﺧص ﺧطﯾرً ا‪ ،‬ﻟذا‬‫ﯾﺟب ﻋﻠﯾك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز طﺑﻲ ﻗﺑل اﺳﺗﺧدام ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ھذا‪ ،‬وﺳﯾوﺿﺢ ﻟك ﻣزوﱢ د اﻟﻣﻌدات اﻟذي ﯾﻘدم ﻟك‬‫ﻣﻌدات اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾل ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle 5‬اﻟﻣﺣﻣول‪.‬‬‫ﻣﺎ ھو ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle 5‬اﻟﻣﺣﻣول؟‬‫ﻟﻘد ظﮭرت ﻣوﻟدات اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت‪ ،‬وأﺻﺑﺣت أﻧﺳب وأوﺛق ﻣﺻدر ﻟﻸوﻛﺳﺟﯾن اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ‬‫اﻟﻣﺗوﻓر اﻟﯾوم‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ اﻟﺑدﯾل اﻷﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‪ ،‬واﻷﻛﺛر ﻛﻔﺎءة وﺳﻼﻣﺔ ﻻﺳﺗﺧدام أﺳطواﻧﺎت اﻷوﻛﺳﺟﯾن‬‫ً‬‫ﺿﻐطﺎ ﻋﺎﻟﯾًﺎ أو اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﺳﺎﺋل‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗزودك ﺑﻛل اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟذي ﺗﺣﺗﺎﺟﮫ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ‬‫اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب‬‫إﻟﻰ إﻣدادات ﻣن اﺳطواﻧﺎت أو ﻗﺎرورات‪.‬‬‫وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن اﻟﮭواء اﻟﺟوي اﻟذي ﻧﺳﺗﻧﺷﻘﮫ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻧﺳﺑﺔ ‪ %21‬أوﻛﺳﺟﯾن‪ ،‬و‪ %78‬ﻧﯾﺗروﺟﯾن‪ ،‬و‪%1‬‬‫ﻏﺎزات أﺧرى‪ ،‬وﻓﻲ وﺣدة ‪ ،FreeStyle 5‬ﯾﻣر ھواء اﻟﺣﺟرة ﻋﺑر ﻣﺎدة اﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﺻﺎص ﺗﺳﻣﻰ‬‫"اﻟﻣُﻧ ُﺧل اﻟﺟزﯾﺋﻲ"‪ ،‬وﺗﻔﺻل ھذه اﻟﻣﺎدة اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻋن اﻟﻧﯾﺗروﺟﯾن‪ ،‬وﺗﻛون اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗدﻓق ﻣن اﻷوﻛﺳﺟﯾن‬‫ﻋﺎل اﻟﺗرﻛﯾز ﯾﺻل ﻟﻠﻣرﯾض‪.‬‬‫إن ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle 5‬ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﻣوﻟدات اﻷوﻛﺳﺟﯾن وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬‫اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣوﻟد أوﻛﺳﺟﯾن ﻣﺣﻣول ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟوزن اﻟﺧﻔﯾف واﻟﺳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺑﻠﻎ وزﻧﮫ ‪ 6.2‬رطﻼً )‪2.8‬‬‫ﻛﯾﻠو ﺟراﻣًﺎ(‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﺧﺎص ﺑﮫ‪ ،‬ﺛم ﯾﻘدﻣﮫ ﺳرﯾﻌًﺎ ﻛﻧﺑض ﻣن اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺷﮭﯾق‪،‬‬‫ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻔر ﻋن ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺟﮭﺎز اﻷوﻛﺳﺟﯾن داﺋم اﻟﺗدﻓق اﻟذي ﯾﻘوم ﺑدﻓق اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﺣﺗﻰ أﺛﻧﺎء اﻟزﻓﯾر‪،‬‬‫ﻋﻠﻣًﺎ ﺑﺄن ھذا اﻟﻧﺑض ﻣن اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﯾﻛﺎﻓﻲء اﻟﺗدﻓق اﻟﻣﺳﺗﻣر‪ ،‬ﻓﺿﻼً ﻋن أن اﻟﻣوﻟد اﻟﻣذﻛور ﯾﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ‪ 5‬ﻟﺗرً ا ﻓﻲ‬‫اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺣزﻣﺔ ﺧﻔﯾﻔﺔ اﻟوزن ﯾﻣﻛن ﺟﻣﻠﮭﺎ واﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﺑﻌﯾ ًدا ﻋن اﻟﻣﻧزل‪.‬‬‫إن ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن‪ FreeStyle 5‬ﯾﻌﻣل ﻣن أرﺑﻌﺔ ﻣﺻﺎدر طﺎﻗﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪) .‬راﺟﻊ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﺈﻣدادات اﻟطﺎﻗﺔ‬‫ﺑﮭذا اﻟﻛﺗﯾب(‪.‬‬‫‪AR-3‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬‫‪AR‬‬‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫ﻣﻠف ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺷ ﱢﻐل‬‫إن اﻟﮭدف ﻣن اﻟﻣوﻟدات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﮭﺎ ﺷرﻛﺔ ‪ AirSep‬ﻟﻣوﻟدات اﻷوﻛﺳﺟﯾن ھو ﺗﻘدﯾم أوﻛﺳﺟﯾن ﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن‬‫اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺣﺎﻻت اﻻﻧزﻋﺎج اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻋﺗﻼﻻت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟرﺋﺗﯾن ﻓﻲ ﻧﻘل أوﻛﺳﺟﯾن اﻟﮭواء‬‫اﻟﺟوي إﻟﻰ ﻣﺟرى اﻟدم‪ ،‬وﯾﺗﺳم ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣﻣﯾل ﺑﺳﮭوﻟﺔ اﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم ﻋدم اﻟﺗوﺻﯾل ﺑﮫ ﺑدﻻً ﻣن ﻧظﺎم‬‫اﻟﺗوﺻﯾل )وﻋﺎء ‪ (O2‬اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣﻛﺗف ذاﺗﯾًﺎ ﺑﺻورة ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧزﻟﻲ واﻟﺳﯾر )داﺧل‬‫اﻟﻣﻧزل أو ﺧﺎرﺟﮫ( واﻟﺣرﻛﺔ وأﺳﻠوب اﻟﺣﯾﺎة ﻛﻠﮫ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﯾﺗطﻠب وﺻﻔﺔ اﻟطﺑﯾب‪ ،‬وﻻ ﯾُﺳﺗﺧدم ﻹﻧﻘﺎذ‬‫اﻟﺣﯾﺎة‪.‬‬‫ورﻏم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺻف اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻟﻠﻣرﺿﻰ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل اﻟﻌﻣرﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺗﺟﺎوز ﻋﻣر اﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ اﻟذي‬‫ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ 65‬ﻋﺎﻣًﺎ‪ ،‬وﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣرض اﻧﺳداد اﻟﺷﻌب اﻟﮭواﺋﯾﺔ اﻟﻣزﻣن‪ ،‬واﻟﻣرﺿﻰ ﺟﻣﯾﻌﮭم ﻟدﯾﮭم‬‫ﻗدرات إدراﻛﯾﺔ ﺟﯾدة‪ ،‬وﯾﺟب ﻋﻠﯾﮭم اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧزﻋﺎج‪ ،‬وإذا ﻟم ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾر‬‫ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧزﻋﺎج‪ ،‬أو ﻗراءة ﻋﻼﻣﺎت وإرﺷﺎدات اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻟد وﻓﮭﻣﮭﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾُﻧﺻﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻻ‬‫ﺑﺈﺷراف ﺷﺧص ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﮫ‪ ،‬وإذا ﺷﻌر اﻟﻣرﯾض ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻻﻧزﻋﺎج ﻋﻧد اﻻﺳﺗﺧدام‪ ،‬ﻓﯾُﻧﺻﺢ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣ ﱢﻘدم‬‫اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟدﯾﮫ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾُﻧﺻﺢ ﺑﺄن ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣرﺿﻰ أوﻛﺳﺟﯾن اﺣﺗﯾﺎطﻲ )ﻣﺛل أوﻛﺳﺟﯾن اﻻﺳطواﻧﺎت( ﻻﺳﺗﺧداﻣﮫ‬‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻘطﺎع اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ أو ﺣدوث ﺧﻠل ﺑﺎﻟﻣوﻟد‪ ،‬وﻻ ﺗوﺟد ﻣﮭﺎرات ﻓرﯾدة أو ﻗدرات أﺧرى ﯾﺟب أن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ‬‫اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻟد‪.‬‬‫‪ FreeStyle 5‬ﻟﻠﺳﻔر اﻟﺟوي – ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن إدارة اﻟطﯾران اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ‬‫ﻟﻘد ﻻﻗﻰ ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle‬ﻣواﻓﻘﺔ إدارة اﻟطﯾران اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﮫ اﻟرﻛﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺗن طﺎﺋرات‬‫اﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻋﺑر اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي ﺗم إدﺧﺎﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠطﯾران اﻟﻔﯾدراﻟﻲ رﻗم‬‫‪،106‬‬‫وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك‪ ،‬أﺻدر ﻗﺳم اﻟﻧﻘل ﺑﺈدارة اﻟطﯾران اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ﻗرارً ا ﺟدﯾ ًدا ﻓﻲ ‪ 13‬ﻣﺎﯾو ‪ 2009‬ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ‬‫اﻟطﺎﺋرات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ورﺣﻼت اﻟطﯾران اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن وإﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠرﻛﺎب ﻣﻣن ﻟدﯾﮭم ﻣوﻟدات‬‫اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻣﺣﻣوﻟﺔ واﻟﺗﻲ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮭﺎ إدارة اﻟطﯾران اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن اﻟطﺎﺋرات أو أﺛﻧﺎء اﻟرﺣﻼت‪،‬‬‫وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺿرورة طﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻟذا راﺟﻊ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﺳﻔر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﻼطﻼع‬‫ﻋﻠﻰ أﺣدث اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﮭم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣوﻟدات اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ‪.‬‬‫‪AR-4‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫‪] ----‬اﻗﺮأ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎص ﺒﻘواﻋد اﻷﻤﺎن اﻟﮭﺎﻤﺔ ﻗﺒل ﺗﺸﻐﻴل‬‫ھذه اﻟﻤﻌدات[‪---- .‬‬‫ﻗواﻋد اﻷﻣﺎن اﻟﮭﺎﻣﺔ‬‫ﺑﺗﺄن‪.‬‬‫راﺟﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﻣﺎن اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺧﺻوص ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle 5‬اﻟﻣﺣﻣول‪ ،‬واطﻠﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ ٍ‬‫ﯾﻘدم ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﻏﺎز أوﻛﺳﺟﯾن ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﯾزﻛﻲ اﻟﻧﯾران اﻟﺳرﯾﻌﺔ‪ ،‬ﻟذا ﻻ ﺗﺳﻣﺢ‬‫ﺑﺎﻟﺗدﺧﯾن أو ﺑﺎﻟﻠﮭب اﻟﻣﻛﺷوف ﻓﻲ اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ )‪ (1‬ھذا اﻟﺟﮭﺎز‪ ،‬أو )‪ (2‬أي‬‫ﻣﻠﺣﻘﺎت ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸوﻛﺳﺟﯾن‪ ,‬وﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﮭذا اﻟﺗﺣذﯾر إﻟﻰ وﻗوع ﺣراﺋق‬‫ھﺎﺋﻠﺔ أو أﺿرار ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو إﺻﺎﺑﺎت ﺟﺳدﯾﺔ أو اﻟوﻓﺎة‪.‬‬‫إذا ﺷﻌرت ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻻﻧزﻋﺎج أو ﻣررت ﺑﺣﺎﻟﺔ طوارئ طﺑﯾﺔ‪ ،‬اطﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﺣﺎل‪.‬‬‫ﻣﻣﻧوع اﻟﺗﺳﺧﯾن ﻓوق ‪ °140‬ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت )‪ °60‬ﺳﻠﯾزﯾوس(‬‫ﻻ ُﺗﺳﺗﺧدم ھذه اﻟوﺣدة ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺣﯾﺎة‪ ،‬وﻗد ﯾطﻠب اﻟﻣرﺿﻰ ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﺳن أو اﻷطﻔﺎل ﻣﻣن‬‫ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﯾﮭم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧزﻋﺎج أﺛﻧﺎء اﺳﺗﺧدام ھذه اﻟوﺣدة‪ ،‬اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣراﻗﺑﺔ‪،‬‬‫وﻗد ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣرﺿﻰ ﻣﻣن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن إﻋﺎﻗﺎت ﺳﻣﻌﯾﺔ أو ﺑﺻرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺑﺎﺳﺗﺧدام أدوات‬‫اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ‬‫ﻣﻣﻧوع اﺳﺗﺧدام اﻟزﯾت أو اﻟﺷﺣم إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣواد اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ‬‫ﻟﻼﺷﺗﻌﺎل‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸوﻛﺳﺟﯾن أو ﻓﻲ وﺣدة ‪ ،FreeStyle 5‬ﻓﻼ ﯾﻧﺑﻐﻲ‬‫اﺳﺗﺧدام ﺳوى اﻟﻣواد اﻟدھﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﺗﻼﺋﻣﺔ ﻣﻊ ﻏﺎز اﻷوﻛﺳﺟﯾن‪ ،‬وذﻟك ﻷن ﻏﺎز‬‫اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﯾزﯾد ﻣن ﺳرﻋﺔ اﺣﺗراق اﻟﻣواد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺗﻌﺎل‪.‬‬‫ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle 5‬إﻟﻰ ﺳﺧوﻧﺔ‬‫اﻟﺑطﺎرﯾﺔ واﺷﺗﻌﺎﻟﮭﺎ‪ ،‬ووﻗوع إﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ‪ ،‬ﻟذا ﺗﺄﻛد ﻣﻊ ﻋدم ﺧرق اﻟﺑطﺎرﯾﺔ أو اﻟطرق‬‫ﻋﻠﯾﮭﺎ أو اﻟوﻗوف ﻋﻠﯾﮭﺎ أو إﺳﻘﺎطﮭﺎ أو ﺗﻌرﯾﺿﮭﺎ ﻟﻠﺻدﻣﺎت اﻟﻘوﯾﺔ‪.‬‬‫أﺛﻧﺎء اﺳﺗﺧدام ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle 5‬ﻣﻊ ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد‪ ،‬ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﻣزوﱢ د‬‫اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺑس ﻗﺎطﻊ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ أرﺿﻲ ﻓﻘط‪.‬‬‫‪AR-5‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬‫‪AR‬‬‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫ﺧطر اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ‪ .‬ﻗم ﺑﻔﺻل ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر ﻣن اﻟﻣﻘﺑس اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ﻗﺑل ﺗﻧظﯾف اﻟوﺣدة‬‫ﻟﻣﻧﻊ ﺧطر ﺣدوث ﺻدﻣﺎت ﻛﮭرﺑﯾﺔ‪ .‬وﯾﺟب ﻋدم إزاﻟﺔ اﻷﻏطﯾﺔ ﻋن اﻟوﺣدة أو ﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ إﻻ‬‫ﻣزود اﻟﻣﻌدات أو ﻓﻧﻲ ﺧدﻣﺔ ﻣﻌﺗﻣد‪.‬‬‫ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﱢ‬‫ﯾﺟب اﺗﺧﺎذ اﻟﺣذر ﻟﻣﻧﻊ ﺑﻠل ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle 5‬أو دﺧول اﻟﻣﺎء ﺑداﺧﻠﮫ‪ ،‬ﻷن‬‫ھذا ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻋطل اﻟﺟﮭﺎز أو ﻓﻲ ﺗوﻗﻔﮫ ﻋن اﻟﻌﻣل‪.‬‬‫رﺑﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﺳﺗﺧدام ﻛﺑﻼت وﻣﺣوﻻت أﺧرى ﻏﯾر اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻓﻲ ﺗزاﯾد اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت‬‫اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺿﻌف ﻣﻧﺎﻋﺔ ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ .FreeStyle 5‬ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﻛﺑﻼت‬‫واﻟﻣﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾﻌﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻟﻠﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻛﻘطﻊ ﻏﯾﺎر ﻟﻠﻣﻛوﻧﺎت‬‫اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪.‬‬‫ﻣﻣﻧوع إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣﻌدات‪.‬‬‫ﯾﺟب أﻻ ﯾُﺳﺗﺧدم ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle 5‬ﺑﺟوار ﻣﻌدات أﺧرى أو ﻣﺗﻛدﺳًﺎ ﻣﻌﮭﺎ‪،‬‬‫وﻋﻧد ﺗﻌذر ﺗﺟﻧب ھذا اﻷﻣر‪ ،‬ﯾﺟب ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟﮭﺎز ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻋﻣﻠﮫ ﺑﺻورة طﺑﯾﻌﯾﺔ‪.‬‬‫ﯾﺣظر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔﯾدراﻟﻲ )اﻷﻣرﯾﻛﻲ( ﺑﯾﻊ ھذا اﻟﺟﮭﺎز أو ﺗﺄﺟﯾره إﻻ ﺑﺄﻣر ﻣن طﺑﯾب أو أي‬‫ﺟﮭﺔ رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ أﺧرى ﻣرﺧﺻﺔ‪.‬‬‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﺗﻧﺑﯾﮫ‪ ،‬أو ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻟﻣوﻟد ﻻ ﯾﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم‪ ،‬راﺟﻊ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص‬‫ﻣزود اﻟﻣﻌدات اﻟﺗﺎﺑﻊ‬‫ﺑﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ ھذا اﻟدﻟﯾل‪ ،‬وإذا ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ‪ ،‬راﺟﻊ ﱢ‬‫ﻟك‪.‬‬‫ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle 5‬اﻟﻣﺣﻣول أﺛﻧﺎء اﻟﻧوم ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺔ ﻣن‬‫طﺑﯾب ﻣﻌﺗﻣد‪.‬‬‫‪AR-6‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬‫‪AR‬‬‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﺛر ﺗﺷﻐﯾل وﺣدة ‪ FreeStyle 5‬ﺧﺎرج ﻧطﺎق درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬‫اﻟﺧﺎص ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أداﺋﮭﺎ‪ ،‬وﺗﻘﻠﯾل وﻗت ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪ ،‬و‪/‬أو ﻋﻠﻰ زﻣن ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪.‬‬‫)راﺟﻊ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟدﻟﯾل(‬‫ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻧﺳداد ﻓﺗﺣﺎت دﺧول أو ﺧروج اﻟﮭواء‪ .‬ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ‬‫ﺣرارة اﻟوﺣدة واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ أداﺋﮭﺎ‪.‬‬‫ﻻ ﺗﻘم ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻟوﺣدة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣظورة أو ﻣﺣدودة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ )ﻛﺣﻘﯾﺑﺔ ﺻﻐﯾرة أو ﺣﻘﯾﺑﺔ ﯾد‬‫ﻣﺛﻼً( ﺣﯾث اﻟﺗﮭوﯾﺔ ﻣﺣدودة‪ ،‬ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣرارة اﻟوﺣدة واﻟﺗﺄﺛﯾر‬‫ﻋﻠﻰ أداﺋﮭﺎ‪.‬‬‫ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام وﺣدة ‪ FreeStyle 5‬داﺧل ﺳﯾﺎرة أو ﻗﺎرب أو ﻣﻊ ﻣﺻﺎدر ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر‬‫أﺧرى ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺻدر ﻛﮭرﺑﺎء ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر‪ ،‬ﺗﺄﻛد ﻣن ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣرﻛﺑﺔ وﺳﯾرھﺎ ﻗﺑل‬‫ﺗوﺻﯾل وﺣدة ‪ .FreeStyle 5‬وﻋﻧد ﻋدم إﺿﺎءة ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر‪ ،‬أو ﺗطﻠب إﻋﺎدة‬‫إﻋداد اﻟوﺣدة‪ ،‬ﻗم ﺑﻔﺻل ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋن ﻣﻘﺑس اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر‪ ،‬ﺛم أﻋد ﺗﺷﻐﯾل‬‫اﻟﻣرﻛﺑﺔ‪ ،‬وﺗوﺻﯾل ﻣﺻدر اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻓﻲ ﻣﻘﺑس اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر‪ ،‬ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي ﻋدم اﺗﺑﺎع‬‫ھذه اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت إﻟﻰ ﻋدم ﺗوﺻﯾل اﻟﻛﮭرﺑﺎء إﻟﻰ وﺣدة ‪ FreeStyle 5‬ﻣن ﻣﺻدر اﻟﻛﮭرﺑﺎء‬‫ﻋﻧد إﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺳﯾﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﮭﺎ وﺣدة ‪ ،FreeStyle 5‬ﻗم ﺑﻔﺻل اﻟوﺣدة‬‫وإﺧراﺟﮭﺎ ﻣن اﻟﺳﯾﺎرة‪ ،‬وﻻ ﺗﻘم ﺑﺗﺧزﯾن وﺣدة ‪ FreeStyle 5‬ﻓﻲ ﺳﯾﺎرة درﺟﺔ ﺣرارﺗﮭﺎ‬‫ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟ ًدا‪ ،‬أو ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺎت أﺧرى ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ درﺟﺔ ﺣرارﺗﮭﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ أو ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ‪ ،‬ﻷن ﺗﺷﻐﯾل‬‫اﻟوﺣدة أو ﺗﺧزﯾﻧﮭﺎ ﺧﺎرج ﻧطﺎق درﺟﺔ اﻟﺣرارة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ أداء وﺣدة‬‫‪) FreeStyle 5‬راﺟﻊ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟدﻟﯾل(‪.‬‬‫ﻋﻧد ﺗﺧزﯾن وﺣدة ‪ FreeStyle 5‬ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻣﺗدة ﺧﺎرج ﻧطﺎق درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺗﺷﻐﯾل‬‫اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺟب اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠوﺣدة ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻗﺑل ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ‪.‬‬‫)راﺟﻊ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟدﻟﯾل(‬‫ﻣن اﻟﻣﮭم ﺟ ًدا ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﻣوﺻوف ﻓﻘط‪ ،‬ﻟذا ﻻ ﺗﻘم ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻣﻌدل ﺗدﻓق‬‫اﻟﻧﺑﺿﺎت اﻟﻣﺣدد إﻻ ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣن طﺑﯾﺑك اﻟﺧﺎص‪.‬‬‫‪AR-7‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬‫‪AR‬‬‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫ﻗم ﺑﺎﺳﺗﺑدال اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ ﺣﺳب ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ أو ﻣزوﱢ د‬‫ﻣزود اﻟﻣﻌدات‪.‬‬‫اﻟﻣﻌدات ﻟدﯾك‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن اﻹﻣدادات اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟدى ﱢ‬‫ﻻ ﺗﺿﻊ ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﯾﻛون ﻣن اﻟﺻﻌب ﻓﯾﮫ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر‪.‬‬‫ﯾﺟب وﺿﻊ ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺑﻌﯾد ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﻣﻠوﺛﺎت أو اﻷﺑﺧرة‪.‬‬‫ﯾﺟب أﻻ ﯾﻛون أﻧﺑوب اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺛﻧﻲ‪ ،‬وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻟطول ﯾﺻل إﻟﻰ ‪ 25‬ﻗدم )‪ 7.6‬ﻣﺗر(‬‫ﻛﺣد أﻗﺻﻰ‪.‬‬‫ﺗﺄﻛد ﻣن إدﺧﺎل اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪ ،‬وﻣن أﻧﮭﺎ آﻣﻧﺔ ﺗﻣﺎﻣًﺎ‪ ،‬ﻷن ھذا ﯾﺿﻣن اﻛﺗﺷﺎف ﻗﯾﺎم وﺣدة‬‫‪ FreeStyle 5‬ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔس ﻟﺗوﺻﯾل اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم‪.‬‬‫ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي ﺗﺧزﯾن وﺣدة ‪ FreeStyle 5‬ﻟﻔﺗرات زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ ﻓﻲ درﺟﺎت ﺣرارة‬‫ﻣرﺗﻔﻌﺔ‪ ،‬أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻣﺷﺣوﻧﺔ أو ﻓﺎرﻏﺔ ﺗﻣﺎﻣًﺎ‪ ،‬إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻌﻣر اﻻﻓﺗراﺿﻲ‬‫ﻟﻠﺑطﺎرﯾﺔ‪.‬‬‫ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻐرق وﺣدة ‪ FreeStyle 5‬ﻋدة دﻗﺎﺋق ﻟﺑدء دورة اﻟﺷﺣن ﺑﻌد ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ‬‫ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء‪ ،‬ﺣﺳب درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﮭﺎ‪ ،‬وھذه ﺣﺎﻟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ‪ ،‬واﻟﮭدف ﻣﻧﮭﺎ‬‫ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷﺣن‪.‬‬‫ﻻ ﺗﺣﺗﺎج ﺑطﺎرﯾﺔ وﺣدة ‪ FreeStyle 5‬ﺗﻔرﯾﻐﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻗﺑل إﻋﺎدة اﻟﺷﺣن‪ ،‬ﻟذا ﯾُﻧﺻﺢ ﺑﺷﺣن‬‫ﺑطﺎرﯾﺔ ‪ FreeStyle 5‬ﺑﻌد ﻛل اﺳﺗﺧدام اﻟوﺣدة‪.‬‬‫‪AR-8‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬‫‪AR‬‬‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻐرق ﺑدء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷﺣن ﻋدة دﻗﺎﺋق ﺑﻌد ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء‪ ،‬ﺣﺳب درﺟﺔ ﺣرارة‬‫اﻟﺗﺷﻐﯾل داﺧل اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪ ،‬وھذه ﺣﺎﻟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ‪ ،‬واﻟﮭدف ﻣﻧﮭﺎ ﺳﻼﻣﺔ ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪ ،‬إﻻ أن ھذه‬‫اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻛﺛر اﺣﺗﻣﺎﻻ ً ﻋﻧد ﺗﻔرﯾﻎ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪.‬‬‫ﻋﻧد ﺗوﺻﯾل اﻟوﺣدة ﺑﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد أو ﻣﺳﺗﻣر‪ ،‬ﯾﺗم ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺳوا ًء ﻛﺎﻧت‬‫اﻟوﺣدة ﻗﯾد اﻟﺗﺷﻐﯾل أو ﻣﻐﻠﻘﺔ‪.‬‬‫ﻋﻧد ﻧﻔﺎذ ﺷﺣﻧﺔ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪ ،‬وﺗوﻗف ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ﻋن اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﻋﻧد ذﻟك ﻻ‬‫ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺣزام ‪ ،AirBelt‬وﻋﻧد ﺣدوث ذﻟك‪ ،‬ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل اﻟﺟﮭﺎز‬‫ﺑﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد أو ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ وﺟﯾزة ﻟﺗزوﯾد اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ‬‫ﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟوﺣدة‪ .‬وﯾﻣﻛن ﺗوﺻﯾل ﺣزام ‪ AirBelt‬ﺑﻌد ذﻟك ﻟﺗوﻓﯾر وﻗت ﺗﺷﻐﯾل إﺿﺎﻓﻲ‪.‬‬‫ﻋﻧد ﺑﻘﺎء ﻣﺻدر اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻣﺗﺻﻼً ﺑوﺣدة ‪ FreeStyle 5‬ﻋﻧد اﻛﺗﻣﺎل ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪،‬‬‫ﺳﺗﻧطﻔﺊ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺿوﺋﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺗﯾن وﻧﺻف‪.‬‬‫ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري ﺗوﺻﯾل ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد أو اﻟﻣﺳﺗﻣر‬‫ﺑوﺣدة‪ FreeStyle 5‬ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻗﺑل ﺗﺷﻐﯾل اﻟوﺣدة ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ‪ ،‬ورﺑﻣﺎ ﯾﻛون ﻣزوﱢ د‬‫اﻟﻣﻌدات ﻟدﯾك ﻗد ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺑﺈﺟراء ھذه اﻟﺧطوة ﻣن أﺟﻠك‪.‬‬‫اﺳﺗﺧدم ﻓﻘط ‪ AirSep‬اﻟﺟزء رﻗم ‪ FI194-1‬ﻟﻔﻠﺗر ﻣدﺧل اﻟﮭواء اﻟﺧﺎص ﺑﮭذه اﻟوﺣدة‪.‬‬‫ﻻ ﺗﻘم ﺑﺗﺷﻐﯾل وﺣدة ‪ FreeStyle 5‬دون أن ﯾﻛون ﻓﻠﺗر ﻣدﺧل اﻟﮭواء ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺧﺻص‬‫ﻟﮫ‪ ،‬وإذا ﻛﺎن ﻟدﯾك ﻓﻠﺗر ﺛﺎن‪ ،‬أدﺧل اﻟﻔﻠﺗر "اﻟﺑدﯾل" ﻗﺑل ﺗﻧظﯾف اﻟﻔﻠﺗر اﻟﻣﻠوث‪.‬‬‫ﻻ ﺗﻧﺻﺢ ﺷرﻛﺔ ‪ AirSep‬ﻟﻣوﻟدات اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﺑﺗﻌﻘﯾم ھذه اﻟﻣﻌدات‪.‬‬‫ﻻ ﺗﺣﺎول إﺟراء أي ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟﻠﺟﮭﺎز ﺑﺧﻼف اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟدﻟﯾل‪.‬‬‫‪AR-9‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬‫‪AR‬‬‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﻣﻌدات اﻻﺗﺻﺎل ﻣن ﺧﻼل أﺟﮭزة اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻷﺟﮭزة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﻣوﺟﺎت‬‫اﻟرادﯾو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻛﮭرﺑﯾﺔ‪.‬‬‫ﻻ ﺗﺣﺗﺎج ﺑطﺎرﯾﺔ أﯾون اﻟﻠﯾﺛﯾوم اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة ﺷﺣﻧﮭﺎ‪ ،‬واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ وﺣدة ‪،FreeStyle 5‬‬‫إﻟﻰ ﻧﻔﺎذ طﺎﻗﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻗﺑل إﻋﺎدة اﻟﺷﺣن‪ ،‬ﻟذا ﯾُﻧﺻﺢ ﺑﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن‬‫ﻣﺳﺗوى ﺳﻌﺔ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﺧدام‪.‬‬‫ﺳوف ﯾﺗم ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻛون اﻟوﺣدة ﻗﯾد اﻟﺗﺷﻐﯾل‪ ،‬وﻛذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﻋﻧد اﻧﻘطﺎع ﻣﺻدر‬‫اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد أو اﻟﻣﺳﺗﻣر‪.‬‬‫ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﻘد ﺑطﺎرﯾﺎت اﻟﻠﯾﺛﯾوم ﺳﻌﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل داﺋم ﻋﻧد ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟدرﺟﺎت ﺣرارة ﺷدﯾدة اﻻرﺗﻔﺎع‬‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺑطﺎرﯾﺎت ﻣﺷﺣوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل أو ﻓﺎرﻏﺔ ﺗﻣﺎﻣًﺎ‪ .‬ﻟﻠﺗﺧزﯾن ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ‪ ،‬ﯾُﻧﺻﺢ‬‫ﺑﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻣن ‪ 25‬إﻟﻰ ‪ %50‬ﻣن ﺳﻌﺗﮭﺎ‪ ،‬واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣرارة ‪°73‬ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت‬‫)‪°23‬ﻣﺋوﯾﺔ( ‪ °2 ±‬ﻣﺋوﯾﺔ‪.‬‬‫ﯾﺟب إﺑراز ﻋﻼﻣﺎت ﻣﺛل "ﻣﻣﻧوع اﻟﺗدﺧﯾن ـــ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﮫ أوﻛﺳﺟﯾن" ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل‪ ،‬أو ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن‬‫اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﺳﺗﺧدام ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن‪ .‬ﯾﺟب إﺧﺑﺎر اﻟﻣرﺿﻰ وﻣن ﯾﻌﺗﻧون ﺑﮭم ﻋن ﻣﺧﺎطر‬‫اﻟﺗدﺧﯾن أﺛﻧﺎء اﺳﺗﺧدام أوﻛﺳﺟﯾن طﺑﻲ أو ﻣﺟرد وﺟوده ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن‪.‬‬‫‪AR-10‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬‫‪AR‬‬‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫ﻗواﻋد اﻷﻣﺎن اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣزام ‪ AirBelt‬اﻻﺧﺗﯾﺎري‬‫ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺎطﻲء ﻟﺣزام ‪ AirBelt‬إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‬‫واﺷﺗﻌﺎﻟﮭﺎ‪ ،‬ووﻗوع إﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ‪ ،‬ﻟذا ﺗﺄﻛد ﻣﻊ ﻋدم ﺧرق اﻟﺑطﺎرﯾﺔ أو اﻟطرق ﻋﻠﯾﮭﺎ أو‬‫اﻟوﻗوف ﻋﻠﯾﮭﺎ أو إﺳﻘﺎطﮭﺎ أو ﺗﻌرﯾﺿﮭﺎ ﻟﻠﺻدﻣﺎت اﻟﻘوﯾﺔ‪.‬‬‫ﻗم ﺑﺎﺳﺗﺑدال ﻏطﺎء اﻷﻣﺎن اﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﺳﻠك ﺣزام ‪ AirBelt‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺳﺗﺧداﻣﮫ‪.‬‬‫ﻻ ﺗﺣﺎول ﺷﺣن ﺣزام ‪ AirBelt‬اﻻﺧﺗﯾﺎري ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺻدر اﻟﻛﮭرﺑﺎء اﻟﺧﺎص ﺑوﺣدة‬‫‪ ،FreeStyle 5‬وإﻻ ﺳوف ﯾﺗﻌرض ‪ AirBelt‬ﻟﻠﺗﻠف‪.‬‬‫ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﺳوى ﻣﺻدر اﻟﻛﮭرﺑﺎء اﻟﺧﺎص ﺑﺣزام ‪ AirBelt‬ﻓﻲ ﺷﺣن ﺣزام ‪.AirBelt‬‬‫ﺣﺳب درﺟﺔ ﺣرارﺗﮫ‪ ،‬ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻐرق ﺣزام ‪ AirBelt‬ﻋدة دﻗﺎﺋق ﻟﺑدء دورة اﻟﺷﺣن ﺑﻌد‬‫ﺗوﺻﯾﻠﮫ ﺑﺎﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‪ .‬وھذه ﺣﺎﻟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ‪ ،‬واﻟﮭدف ﻣﻧﮭﺎ ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷﺣن‪.‬‬‫ﻻ ﯾﺣﺗﺎج ﺣزام ‪ AirBelt‬إﻟﻰ ﺗﻔرﯾﻐﮫ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻗﺑل إﻋﺎدة ﺷﺣﻧﮫ‪ ،‬ﯾُﻧﺻﺢ ﺑﺷﺣن ﺣزام ‪AirBelt‬‬‫ﺑﻌد ﻛل اﺳﺗﺧدام‪.‬‬‫ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﻘد ﺑطﺎرﯾﺎت اﻟﻠﯾﺛﯾوم ﺳﻌﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل داﺋم ﻋﻧد ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟدرﺟﺎت ﺣرارة ﺷدﯾدة‬‫اﻻرﺗﻔﺎع ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺑطﺎرﯾﺎت ﻣﺷﺣوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل أو ﻓﺎرﻏﺔ ﺗﻣﺎﻣًﺎ‪ .‬ﻟﻠﺗﺧزﯾن ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ‪،‬‬‫ﯾُﻧﺻﺢ ﺑﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻣن ‪ 25‬إﻟﻰ ‪ %50‬ﻣن ﺳﻌﺗﮭﺎ‪ ،‬واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣرارة‬‫‪ °73‬ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت )‪°23‬ﻣﺋوﯾﺔ( ‪ °2 ±‬ﻣﺋوﯾﺔ‪.‬‬‫‪AR-11‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫]اﻗرأ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﻘواﻋد اﻷﻣﺎن اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻗﺑل ﺗﺷﻐﯾل ھذه اﻟﻣﻌدات[‪.‬‬‫اﻟﺑدء ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle 5‬اﻟﻣﺣﻣول‬‫ﺗﺣﺗوي ﻋﺑوة ‪ FreeStyle 5‬ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻛﺎل ‪ .3-1‬إذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك أﺷﻛﺎل ﻏﯾر ﻣوﺟودة‪،‬‬‫ﺑﻣزود اﻟﻣﻌدات ﻟدﯾك‪.‬‬‫ﱢ‬‫اﺗﺻل‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle 5‬اﻟﻣﺣﻣول ﻣﻊ ﺣﻘﯾﺑﺔ ﺣﻣل‪.‬‬‫دﻟﯾل اﻟﻣرﯾض )ﻏﯾر ﻣوﺿﺢ(‬‫ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد )‪ 240-100‬ﻓوﻟت‪ 60/50 ،‬ھرﺗز( ﺑﺳﻠك ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ‪.‬‬‫ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺳﯾﺎرات‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :1‬وﺣدة ‪FreeStyle 5‬‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :2‬ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد ﺑوﺣدة ‪/FreeStyle 5‬ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‬‫‪AR-12‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :3‬ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑوﺣدة ‪FreeStyle 5‬‬‫ﺑﺷﻛل اﺧﺗﯾﺎري‪ ،‬ﯾﻣﻛﻧك أﯾﺿﺎ ً اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣزام ‪ AirBelt‬ﻹطﺎﻟﺔ ﻓﺗرة اﺳﺗﺧدام اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪ .‬ﺗﺣﺗوي ھذه اﻟﻌﺑوة ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل ‪:4‬‬‫•‬‫•‬‫ﺣزام ﺑطﺎﯾﺔ ‪AirBelt‬‬‫ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد )‪ 240-100‬ﻓوﻟت‪ 60/50 ،‬ھرﺗز( ﺑﺳﻠك ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ‪.‬‬‫ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﺣزام ‪ AirBelt‬ﺑﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪FreeStyle 5‬‬‫إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺑطﺎرﯾﺔ واﺷﺗﻌﺎﻟﮭﺎ‪ ،‬ووﻗوع إﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ‪ ،‬ﻟذا ﺗﺄﻛد ﻣﻊ ﻋدم‬‫ﺧرق اﻟﺑطﺎرﯾﺔ أو اﻟطرق ﻋﻠﯾﮭﺎ أو اﻟوﻗوف ﻋﻠﯾﮭﺎ أو إﺳﻘﺎطﮭﺎ أو ﺗﻌرﯾﺿﮭﺎ ﻟﻠﺻدﻣﺎت‬‫اﻟﻘوﯾﺔ‪.‬‬‫‪AR-13‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫ﻳﺠب ﻗﺮاءة ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤذﻳﺮات واﻟﺘﻨﺒﻴﮭﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﺰام ‪ AirBelt‬ﻗﺒل اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻌدات‪.‬‬‫اﻨظﺮ ص‪" ،9‬ﻗواﻋد أﻤﺎن ھﺎﻤﺔ ﻟﺤﺰام ‪ AirBelt‬اﻻﺨﺘﻴﺎري"‪.‬‬‫ﺗﺗﺿﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ اﻷﺧرى أداة ﻟﺗﺣوﯾل ﺣﻘﯾﺑﺔ ﺣﻣل ‪ FreeStyle 5‬إﻟﻰ ﺣﻘﯾﺑﺔ ظﮭر ﺑﺳﮭوﻟﺔ )رﻗم‬‫اﻟﺟزء ‪ ،(MI284-1‬ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ .5‬ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ارﺗداء ‪ FreeStyle 5‬أﯾﺿﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟوﺳط‬‫إذا رﻏﺑت ﻓﻲ ذﻟك‪ ،‬وذﻟك ﻋن طرﯾق إدﺧﺎل ﺣزام ‪ AirBelt‬أو أي ﺣزام آﺧر ﺗرﺗدﯾﮫ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﻠﻘﺎت اﻟﻣوﺟودة‬‫ﺑﺣﻘﯾﺑﺔ ﺣﻣل ‪) .FreeStyle 5‬اﻧظر اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ (6‬ﺗﺗﯾﺢ ﺣﻘﯾﺑﺔ اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ )رﻗم اﻟﺟزء ‪ ،(MI286-1‬ﺗﻧﻘﻼً‬‫أﺳﮭل ﻋﻧد ﻧﻘل ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟطﺎﻗﺔ وأﺣزﻣﺔ ‪ AirBelt‬اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ و‪/‬أو اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﮭﻣﺔ‬‫اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ‪.‬‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :4‬ﺣزام ‪ ،AirBelt‬وﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد‪/‬ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :5‬طرﯾﻘﺔ ﺣﻣل وﺣدة ‪ FreeStyle 5‬ﻓﻲ ﺣﻘﯾﺑﺔ اﻟظﮭر‪.‬‬‫‪AR-14‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :6‬ارﺗداء وﺣدة ‪ FreeStyle 5‬ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟوﺳط‪.‬‬‫ﻗم ﺑﺎﺳﺗﺑدال ﻏطﺎء اﻷﻣﺎن اﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﺳﻠك ﺣزام ‪ AirBelt‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺳﺗﺧداﻣﮫ‪.‬‬‫ﻗﺑل ﺗﺷﻐﯾل ‪ FreeStyle 5‬ﻷول ﻣرة‪ ،‬ﯾﺟب أن ﺗﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‪ ،‬وھﻲ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣوﺟودة‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﺳوف ﯾﺗم اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ﻓﻲ اﻟدﻟﯾل‪.‬‬‫‪AR-15‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‬‫ﺗﺄﻛد ﻣن ﺷﺣن ﺑطﺎرﯾﺔ اﻟوﺣدة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻗﺑل اﺳﺗﺧدام ‪ FreeStyle 5‬ﻷول ﻣرة أو ﻋﻧد اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق‪.‬‬‫وﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﺳﺗوى ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪ ،‬اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟزر ‪ BATT‬اﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ‪FreeStyle‬‬‫‪ .5‬ﺳوف ﺗﺿﺊ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺿوﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس‪/‬اﻟﻣؤﺷر ﺑﺎﻟﺑطﺎرﯾﺔ واﻟﻣوﺟودة ﻓوق زر ‪ BATT‬ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى‬‫ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ )ﻣن ‪ 25‬إﻟﻰ ‪ .(%100‬ﻣﻠﺣوظﺔ‪ :‬ﯾﺗم ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺟﮭﺎز ﯾﻌﻣل ﺑﺗﯾﺎر‬‫ﻛﮭرﺑﻲ ﻣﺗردد أو ﻣﺳﺗﻣر‪ .‬ﻟﺷﺣن ﺑطﺎرﯾﺔ ‪ FreeStyle 5‬اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻗم ﻓﻘط ﺑﺗوﺻﯾل ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد أو ﻣﺻدر‬‫اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﻣدﺧل ﺗوﺻﯾل اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﺑﺎﻟوﺣدة )ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ ،(7‬ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛد أوﻻً ﻣن ﺗوﺻﯾل‬‫ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﺑﮭذا اﻟﻣدﺧل ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ‪ ،‬وﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑذﻟك‪ ،‬ﯾﺟب ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻘﺎﺑس ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺣرف "‪ "D‬ﻟﻛل ﻣن‬‫ﻣوﺻل ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ وﺗوﺻﯾﻠﺔ ﺑﻣدﺧل ‪ ،FreeStyle 5‬ﺣﯾث ﯾﺟب ﺗرﻛﯾﺑﮭم ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ‪ ،‬وﻋﻧد ﻧزع ﺳﻠك‬‫اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‪ ،‬ﯾﺟب اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻹطﻼق ﻟﻧزﻋﮫ ﻣن وﺣدة ‪ ،FreeStyle 5‬ﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻋدم ﺗﻠف اﻟوﺣدة أو‬‫ﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‪.‬‬‫اﺿﻐط ﻟﻧزع ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر‬‫اﻟﻛﮭرﺑﻲ‬‫ﻣدﺧل اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﺑوﺣدة‬‫‪FreeStyle 5‬‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :7‬ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ‬‫ﺣزام ‪ AirBelt‬اﻻﺧﺗﯾﺎري‬‫ﯾﻣﻛﻧك أﯾﺿﺎ ً وﺑﺷﻛل اﺧﺗﯾﺎري‪ ،‬اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣزام ‪ AirBelt‬ﻹطﺎﻟﺔ ﻓﺗرة اﺳﺗﺧدام ‪،FreeStyle 5‬‬‫وﯾﻣﻛن ﻟﮭذا اﻟﺣزام )اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛل رﻗم ‪ ،(9‬أن ﯾﻣد ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻟﻣدة ﺗﺻل إﻟﻰ ‪ 7‬ﺳﺎﻋﺎت‪،‬‬‫ف ﻗﺑل اﺳﺗﺧداﻣﮫ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ‪ 3‬ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻟﯾﺗم ﺷﺣﻧﮫ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل‪.‬‬‫ﻟذا ﺗﺣﻘق أﻧﮫ ﻣﺷﺣون ﺑﺷﻛل ﻛﺎ ٍ‬‫ﻣزود ﺑﻣﻘﯾﺎس‪/‬ﻣؤﺷر ﺑطﺎرﯾﺔ ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ )‪ ،(%100-25‬وﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﺳﺗوى‬‫ﺣزام ‪ AirBelt‬ﱠ‬‫اﻟﺷﺣن‪ ،‬اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟزر اﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ‪ ،AirBelt‬ﺗﺿﺊ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺿوﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس‪/‬اﻟﻣؤﺷر ﺑﺎﻟﺑطﺎرﯾﺔ‬‫‪AR-16‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ )ﻣن ‪ 25‬إﻟﻰ ‪.(%100‬‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :8‬ﺷﺣن ﺑطﺎرﯾﺔ ﺣزام ‪AirBelt‬‬‫ﺷﺣن ﺣزام ‪ AirBelt‬اﻻﺧﺗﯾﺎري‬‫ﻟﺷﺣن ﺑطﺎرﯾﺔ ﺣزام ‪ AirBelt‬ﻹطﺎﻟﺔ ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺧدام‪:‬‬‫‪(1‬‬‫‪(2‬‬‫‪(3‬‬‫ارﻓﻊ ﻏطﺎء اﻷﻣﺎن ﻣن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﻠك ﺣزام ‪) AirBelt‬اﻧظر اﻟﺷﻛل رﻗم ‪.(4‬‬‫ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد‪/‬اﻟﻣﺳﺗﻣر )ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻠﺣﻘﺎت ‪ (AirBelt‬ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‬‫اﻟﺧﺎص ﺑﺣزام ‪ ،AirBelt‬ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم ‪.9‬‬‫ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﻣﺻدر اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﺑﺣزام ‪ AirBelt‬ﺑﻣﻘﺑس ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد ﻹﻋﺎدة ﺷﺣﻧﮫ‪.‬‬‫ﺣزام ‪AirBelt‬‬‫ﺗوﺻﯾل ﺳﻠك ﺣزام ‪ AirBelt‬ﺑﺳﻠك‬‫اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‬‫ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد‪/‬اﻟﻣﺳﺗﻣر‬‫‪PW009-2‬‬‫ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد‪/‬اﻟﻣﺳﺗﻣر‬‫ﺑﺣزام ‪AirBelt‬‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :9‬إﻋدادات ﺷﺣن ﺑطﺎرﯾﺔ ﺣزام ‪AirBelt‬‬‫•‬‫ﺳوف ﯾﺗم ﺷﺣن ﺣزام ‪ AirBelt‬اﻟﺧﺎص ﺑوﺣدة ‪ FreeStyle 5‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺎذ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺧﻼل ﺣواﻟﻲ ‪3‬‬‫ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻘرﯾﺑﺎً‪.‬‬‫‪AR-17‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬‫‪AR‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫أﺛﻧﺎء ﺷﺣن ﺑطﺎرﯾﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪ ،‬ﺳﯾﺳﺗﻣر وﻣﯾض اﻟﻣؤﺷر اﻟﺿوﺋﻲ ﺣﺗﻰ وﺻول اﻟﺳﻌﺔ إﻟﻰ ‪ ،%25‬وﺑﻌد ذﻟك‬‫ﺳوف ﯾﺛﺑت اﻟﻣؤﺷر اﻟﺿوﺋﻲ‪.‬‬‫وﺳوف ﺗوﻣض ﻛل اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺿوﺋﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ‪ ،%100-%25 ،‬ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن أﻋﻼه‪ ،‬ﺛم ﺗﺛﺑت ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻل‬‫اﻟﺑطﺎرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻌﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺛﺑت ﻛل اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺿوﺋﯾﺔ‪ ،‬ﺗﻛون اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻗد اﻛﺗﻣل ﺷﺣﻧﮭﺎ وﺳﺗﺑﻘﻰ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺿوﺋﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ‬‫ﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟوﻗت‪ ،‬ﺛم ﺗﻧطﻔﺊ ﻛﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪.‬‬‫ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﻘد ﺑطﺎرﯾﺎت اﻟﻠﯾﺛﯾوم ﺳﻌﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل داﺋم ﻋﻧد ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟدرﺟﺎت ﺣرارة ﺷدﯾدة اﻻرﺗﻔﺎع‬‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺑطﺎرﯾﺎت ﻣﺷﺣوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل أو ﻓﺎرﻏﺔ ﺗﻣﺎﻣًﺎ‪ .‬ﻟﻠﺗﺧزﯾن ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ‪ ،‬ﯾُﻧﺻﺢ ﺑﺷﺣن‬‫اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻣن ‪ 25‬إﻟﻰ ‪ %50‬ﻣن ﺳﻌﺗﮭﺎ‪ ،‬واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣرارة ‪°73‬ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت‬‫)‪°23‬ﻣﺋوﯾﺔ( ‪ °2 ±‬ﻣﺋوﯾﺔ‪.‬‬‫ﺣﺳب درﺟﺔ ﺣرارﺗﮫ‪ ،‬ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻐرق ﺣزام ‪ AirBelt‬ﻋدة دﻗﺎﺋق ﻟﺑدء دورة اﻟﺷﺣن ﺑﻌد‬‫ﺗوﺻﯾﻠﮫ ﺑﺎﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‪ .‬وھذه ﺣﺎﻟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ‪ ،‬واﻟﮭدف ﻣﻧﮭﺎ ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷﺣن‪.‬‬‫ﻻ ﯾﺣﺗﺎج ﺣزام ‪ AirBelt‬إﻟﻰ ﺗﻔرﯾﻐﮫ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻗﺑل إﻋﺎدة ﺷﺣﻧﮫ‪ ،‬ﯾُﻧﺻﺢ ﺑﺷﺣن ﺣزام ‪AirBelt‬‬‫ﺑﻌد ﻛل اﺳﺗﺧدام‪.‬‬‫‪AR-18‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫‪] ---‬اﻗﺮأ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎص ﺒﻘواﻋد اﻷﻤﺎن اﻟﮭﺎﻤﺔ ﻗﺒل‬‫ﺗﺸﻐﻴل ھذه اﻟﻤﻌدات[‪---- .‬‬‫اﻟﻘُﻧ ﱠﯾﺔ اﻷﻧﻔﯾﺔ‬‫ُﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ واﻷﻧﺎﺑﯾب اﻷﻧﻔﯾﺔ ﻟﺗوﺻﯾل أﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻣن ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدم‪ ،‬وﯾﺗم ﺗوﺻﯾل اﻷﻧﺎﺑﯾب‬‫ﺑﻣﺧرج اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز )راﺟﻊ اﻟﺷﻛل رﻗم ‪.(10‬‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :10‬ﺗوﺻﯾل اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ ﺑﻣﺧرج اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﺣر ﻓﻲ وﺣدة ‪FreeStyle 5‬‬‫ﺗوﺻﻲ ﺷرﻛﺔ ‪ AirSep‬ﻟﻣوﻟدات اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻗُﻧﯾﱠﺔ أﻧﻔﯾﺔ ذات أﻧﺑوب ﺑطول ‪ 7‬ﻗدم )‪ 2.1‬ﻣﺗر‪AirSep ،‬‬‫اﻟﺟزء رﻗم ‪ ،1-CU002‬وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام أﻧﺎﺑﯾب ذات أطوال أﺧرى ﺗﺻل إﻟﻰ ‪ 25‬ﻗدم )‪ 7.6‬ﻣﺗر( ﻛﺣد أﻗﺻﻰ‪،‬‬‫ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ اﻷﻧﻔﯾﺔ‪.‬‬‫اﺳﺗﺑدل اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺷﻛل دوري ﺑﻌد اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺎدي‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن‬‫ﻣزود اﻟﻣﻌدات‪.‬‬‫اﻹﻣدادات اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟدى ﱢ‬‫ﯾﺟب أﻻ ﯾﻛون أﻧﺑوب اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺛﻧﻲ‪ ،‬وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻟطول ﯾﺻل إﻟﻰ ‪ 25‬ﻗدم )‪7.6‬‬‫ﻣﺗر( ﻛﺣد أﻗﺻﻰ‪.‬‬‫اﺗﺑﻊ داﺋﻣﺎ ً ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻟﻠﻘُﻧﯾﱠﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم‪ .‬اﺳﺗﺷر ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ‬‫َ‬‫اﻟﻣرﺧص ﻟﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻣرات اﺳﺗﺑدال اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ‪.‬‬‫اﻟﺻﺣﯾﺔ‬‫‪AR-19‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫ﺗﺄﻛد ﻣن إدﺧﺎل اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪ ،‬وﻣن أﻧﮭﺎ آﻣﻧﺔ ﺗﻣﺎﻣًﺎ‪ ،‬ﻷن ھذا ﯾﺿﻣن اﻛﺗﺷﺎف ﻗﯾﺎم وﺣدة‬‫‪ FreeStyle 5‬ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔس ﻟﺗوﺻﯾل اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم‪.‬‬‫ﻣﻛوﻧﺎت وﺣدة ‪FreeStyle 5‬‬‫ﻣﻘﺒﺾ‬‫ﻣﺨﺮج اﻟﮭﻮاء‬‫ﻣﺨﺮج اﻷوﻛﺴﺠﯿﻦ‬‫ﻣﺨﺮج اﻟﮭﻮاء‬‫ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻮﺻﯿﻼت اﻟﺘﯿﺎر‬‫اﻟﻜﮭﺮﺑﻲ‬‫ﻣﺪﺧﻞ اﻟﮭﻮاء‪/‬ﻏﻄﺎء اﻟﻔﻠﺘﺮ‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :11‬ﻣﻧظر ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ﻣن اﻟﺧﺎرج ‪ -‬اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻣﺎﻣﻲ‬‫‪AR-20‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻮاﻗﻲ‬‫ﻣﻦ اﻷﺗﺮﺑﺔ‬‫ﻣؤﺷر اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ‬‫ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺪﻓﻖ‬‫اﻟﻨﺒﺾ‬‫ﻣﻘﯿﺎس‪/‬ﻣﺆﺷﺮ(ﻣﺆﺷﺮات‬‫)اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ‬‫زر )أزرار(‬‫ﺗﺣدﯾد اﻟﺗدﻓق‬‫زر‬‫ﺑﻄﺎرﯾﺔ )داﺧﻠﯿﺔ(‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :12‬إﻏﻼق ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ‪/‬ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ‬‫ﻣﻠﺼﻖ‪/‬ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت‬‫اﻟﻤﺮﺿﻰ‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :13‬ﻣﻧظر ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ﻣن اﻟﺧﺎرج ‪ -‬اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺧﻠﻔﻲ‬‫واﻵن ﺑﻌد ﺗﻌرﻓك ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت ‪ ،Freestyle 5‬راﺟﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز‬‫‪.Freestyle 5‬‬‫‪AR-21‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫]اﻗﺮأ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎص ﺒﻘواﻋد اﻷﻤﺎن اﻟﮭﺎﻤﺔ ﻗﺒل ﺗﺸﻐﻴل ھذه اﻟﻤﻌدات[‪.‬‬‫ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل‬‫‪.1‬‬‫ﺿﻊ ﺟﮭﺎز ‪ Freestyle 5‬وﺣدد ﻣﻛﺎﻧﮫ واﺗﺟﺎھﮫ ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺗم إﻋﺎﻗﺔ ﻣداﺧل وﻣﺧﺎرج اﻟﮭواء‪.‬‬‫‪.2‬‬‫ﻗم ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﮭﺎز ﻣن )أ( اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو )ب( ﺣزام ‪ AirBelt‬أو )ج( ﻣﻘﺑس اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر )ﻣﺛل‬‫اﻟﺳﯾﺎرة أو ﻗﺎرب ﯾﻌﻣل ﺑﻣوﺗور( أو )د( ﻣﻘﺑس اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد )ﻣﺛل اﻟﻛﮭرﺑﺎء اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ(‪) .‬راﺟﻊ‬‫اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺻﺎدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟدﻟﯾل اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣرﺿﻰ(‪.‬‬‫ﻣﻣﻧوع اﺳﺗﺧدام اﻟزﯾت أو اﻟﺷﺣم إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣواد اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ‬‫ﻟﻼﺷﺗﻌﺎل‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸوﻛﺳﺟﯾن أو ﻓﻲ وﺣدة ‪ ،FreeStyle 5‬ﻓﻼ ﯾﻧﺑﻐﻲ‬‫اﺳﺗﺧدام ﺳوى اﻟﻣواد اﻟدھﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﺗﻼﺋﻣﺔ ﻣﻊ ﻏﺎز اﻷوﻛﺳﺟﯾن‪ ،‬وذﻟك ﻷن ﻏﺎز‬‫اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﯾزﯾد ﻣن ﺳرﻋﺔ اﺣﺗراق اﻟﻣواد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺗﻌﺎل‪.‬‬‫ﻣﻣﻧوع اﻟﺗﺳﺧﯾن ﻓوق ‪ °140‬ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت )‪ °60‬ﺳﻠﯾزﯾوس(‬‫ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري ﺗوﺻﯾل ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد أو اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑوﺣدة‬‫ﻣزود اﻟﻣﻌدات‬‫‪ ،FreeStyle 5‬وذﻟك ﻗﺑل ﺗﺷﻐﯾل اﻟوﺣدة ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ‪ ،‬ورﺑﻣﺎ ﯾﻛون ﱢ‬‫ﻟدﯾك ﻗد ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺑﺈﺟراء ھذه اﻟﺧطوة ﻣن أﺟﻠك‪.‬‬‫ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل اﻟﻘُﻧﯾﺔ ﺑﻣﺧرج اﻷوﻛﺳﺟﯾن‪،‬‬‫‪.1‬‬‫‪.2‬‬‫وارﻓﻊ اﻟﻐطﺎء اﻟواﻗﻲ ﻣن اﻷﺗرﺑﺔ ﻋن اﻟﺟﮭﺎز‪.‬‬‫‪.3‬‬‫ﻗم ﺑﺗﺷﻐﯾل وﺣدة ‪ FreeStyle 5‬ﻣن ﺧﻼل اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ أﺣد اﻷزرار ‪ 4 ،3 ،2 ،1‬أو ‪ 5‬ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ‬‫‪.4‬‬‫ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟوﺣدة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﺗدﻓق ﺑﺎﻟﻠﺗر اﻟذي وﺻﻔﮫ طﺑﯾﺑك اﻟﺧﺎص‪ .‬ﺳوف ﯾﺿﻲء اﻟﻣؤﺷر‬‫اﻟﺿوﺋﻲ اﻷﺧﺿر اﻟﻣوﺟود ﻓوق اﻟزر اﻟﻣﺣدد‪ .‬ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﺗﻘوم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز ‪،FreeStyle 5‬‬‫ﺳوف ﯾﺻدر ﺻوت ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻗﺻﯾر‪ .‬وﯾوﺿﺢ ذﻟك أن ‪ FreeStyle 5‬ﺟﺎھز ﻟﻼﺳﺗﺧدام‪.‬‬‫ً‬‫ﻟﺗﻐﯾﯾر إﻋدادات ﻣﻌدل اﻟﺗدﻓق‪ ،‬اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟزر اﻟﻣﻧﺎﺳب‪ .‬ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﺗﺳﻣﻊ اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﺻوت ﻋﻧد‬‫ﺗﻐﯾﯾر اﻹﻋدادات‪.‬‬‫‪.5‬‬‫ﻹﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل ‪ ،FreeStyle 5‬اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟزر اﻟﻣﻧﺎظر ﻟﺿوء إﻋدادات ﻣﻌدل اﻟﺗدﻓق اﻟﻣﺿﯾﺊ ‪.‬‬

‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﺷﻌر ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ﺷﮭﯾﻘﺎً‪ ،‬ﯾﺗم إﻣدادك ﺑﺎﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘُﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك‪.‬‬‫اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن ﺗرﻛﯾز اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﺑﻌد ﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ﺣواﻟﻲ دﻗﯾﻘﺗﯾن ﺗﻘرﯾﺑﺎً‪.‬‬‫‪AR-22‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫]اﻗﺮأ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎص ﺒﻘواﻋد اﻷﻤﺎن اﻟﮭﺎﻤﺔ ﻗﺒل ﺗﺸﻐﻴل ھذه اﻟﻤﻌدات[‪.‬‬‫إﻣدادات اﻟطﺎﻗﺔ‬‫ﯾﻣﻛن إﻣداد ‪ FreeStyle 5‬ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء ﺑﺄرﺑﻌﺔ طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪ -‬وھﻲ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻣوﺻل اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ اﻟﻣﺗردد‬‫وﻣوﺻل اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر وﺣزام ﺑطﺎرﯾﺔ ‪ AirBelt‬اﻻﺧﺗﯾﺎري ﻣﻊ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺟﮭﺎز‪.‬‬‫‪.1‬‬‫‪.2‬‬‫‪.3‬‬‫‪.4‬‬‫اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪ :‬ﺗوﺟد ﺑطﺎرﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺷﺣن داﺧل ﻛل ﺟﮭﺎز ‪ .FreeStyle 5‬وﻋﻧدﻣﺎ‬‫ﺗﻛون ﻣﺷﺣوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪ ،‬ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻣد ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻟﻣدة ﺗﺻل إﻟﻰ ‪ 3‬ﺳﺎﻋﺎت‪ .‬وﯾﺻدر‬‫ﺻوت ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣﺳﻣوع ﻋﻧد اﻧﺣﻔﺎض طﺎﻗﺔ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪ .‬ﯾﺗم ﺗﻧﺎول اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ ﻓﻲ ﺟزء "اﻟﺗﻧﺑﯾﮭﺎت‪/‬اﻟﻣؤﺷرات‬‫اﻟﺿوﺋﯾﺔ" ﻣن ھذا اﻟدﻟﯾل‪.‬‬‫ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪ :‬ﻟﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ﺑﻣﺻدر ﻛﮭرﺑﺎء ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد‬‫وﻣﻘﺑس ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ ﺑﻘوة ‪ 240-100‬ﻓوﻟت‪ 60/50 ،‬ھرﺗز‪ ،‬أو ﺗوﺻﯾﻠﮫ ﺑﻣﻘﺑس ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺳﯾﺎرة‬‫)أو ﻗﺎرب أو ﻣﻧزل ﻣﺗﻧﻘل‪ ،‬إﻟﺦ( ﺗﺗطﻠب اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟﻔﺎرﻏﺔ ﺣواﻟﻲ ‪ 3‬ﺳﺎﻋﺎت و‪ 15‬دﻗﯾﻘﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻟﯾﺗم ﺷﺣﻧﮭﺎ‬‫ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪ .‬ﯾُﻧﺻﺢ ﺑﺈﻋﺎدة ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓراﻏﮭﺎ ﺟزﺋﯾﺎ ً ﻓﻘط ﻛﻠﻣﺎ أﻣﻛن ذﻟك‪.‬‬‫ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد‪ :‬ﯾﺳﻣﺢ ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺗوﺻﯾل ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ﺑﻣﻘﺑس ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ‬‫ﺑﻘوة ‪ 240-100‬ﻓوﻟت‪ 60/50 ،‬ھرﺗز‪ .‬ﯾﻘوم ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر ﺑﻘوة ‪ 240-100‬ﻓوﻟت ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد‬‫إﻟﻰ ﺟﮭد ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر ﻟﺟﮭﺎز ‪ .FreeStyle 5‬ﻋﻧد ﺗﺷﻐﯾل ‪ FreeStyle 5‬ﺑﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد‪ ،‬ﻓﺈن‬‫اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻣن ﻣﻘﺑس اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد ﺗﻘوم ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﮭﺎز وإﻋﺎدة ﺷﺣن ﺑطﺎرﯾﺔ ‪ FreeStyle 5‬ﻓﻲ‬‫ﻧﻔس اﻟوﻗت‪.‬‬‫ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر‪ :‬ﯾﻣﻛن ﺗوﺻﯾل ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد ﻣن ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬إﻟﻰ ﻣﻘﺑس ﺗﯾﺎر‬‫ﻣﺳﺗﻣر ﺑﻘوة ‪ 12‬ﻓوﻟت ﺧﺎص ﺑﻣرﻛﺑﺔ )ﻗﺎرب‪ ،‬ﻣﻧزل ﻣﺗﻧﻘل‪ ،‬إﻟﺦ(‪ .‬ﻋﻧد ﺗوﺻﯾل ‪ FreeStyle 5‬ﺑﻣﻘﺑس‬‫اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣرﻛﺑﺔ‪ ،‬ﺗؤدي اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻣن ﺑطﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز‬‫‪ FreeStyle 5‬وإﻋﺎدة ﺷﺣن ﺑطﺎرﯾﺔ ‪ FreeStyle 5‬ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت‪.‬‬‫ﺣزام ‪ AirBelt‬اﻻﺧﺗﯾﺎري )ﺣزام ﺑطﺎرﯾﺔ ﺧﺎرﺟﻲ(‪ :‬ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺷﻐﯾل ‪ FreeStyle 5‬أﯾﺿﺎ ً ﺑواﺳطﺔ‬‫ﺣزام ﺑطﺎرﯾﺔ ﺧﺎرﺟﻲ‪ .‬ﯾﻣﻛن ارﺗداء ھذا اﻟﺣزام ﺣول اﻟﺧﺻر‪ ،‬وﻋﻧد اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻣﻊ ﺑطﺎرﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻣﺷﺣوﻧﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻣد ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻟﻣدة ﺗﺻل إﻟﻰ ‪ 7‬ﺳﺎﻋﺎت‪ .‬ﯾﺗم ﺗوﺻﯾل اﻟﺣزام ﺑﻣﺄﺧذ‬‫اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺟﮭﺎز ‪ ،FreeStyle 5‬وﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﺷﺣﻧﮫ ﻋن طرﯾق ﺗوﺻﯾﻠﮫ ﺑﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد‬‫اﻟﺧﺎص ﺑﺣزام اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪.‬‬‫ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام ﺣزام ‪ AirBelt‬ﻣﻊ ﺑطﺎرﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻣﺷﺣوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪ ،‬ﻋﻧد ذﻟك ﺗﻔرغ ﺑطﺎرﯾﺔ ‪FreeStyle‬‬‫‪ 5‬اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻗﺑل ﺣزام ‪ .AirBelt‬ﯾﺟب ﺗوﺻﯾل ﺣزام ‪ AirBelt‬ﺑﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ﻗﺑل ﻧﻔﺎذ ﺷﺣن‬‫ﺑطﺎرﯾﺔ ‪ FreeStyle 5‬اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪ .‬ﯾﺟب ﻣﻼﺣظﺔ وﺗوﺻﯾل ﺣزام ‪ AirBelt‬ﺑﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ﻗﺑل‬‫وﺻول ﺷﺣﻧﺔ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ إﻟﻰ ‪ %25‬أو أﻗل‪.‬‬‫ﻋﻧد ﻧﻔﺎذ ﺷﺣﻧﺔ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪ ،‬وﺗوﻗف ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ﻋن اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﻋﻧد ذﻟك ﻻ‬‫ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺣزام ‪ ،AirBelt‬وﻋﻧد ﺣدوث ذﻟك‪ ،‬ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل اﻟﺟﮭﺎز‬‫ﺑﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد أو ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ وﺟﯾزة ﻟﺗزوﯾد اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ‬‫ﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟوﺣدة‪ .‬وﯾﻣﻛن ﺗوﺻﯾل ﺣزام ‪ AirBelt‬ﺑﻌد ذﻟك ﻟﺗوﻓﯾر وﻗت ﺗﺷﻐﯾل إﺿﺎﻓﻲ‪.‬‬‫اﻟﻔﻼﺗر‬‫‪AR-23‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫ﯾدﺧل اﻟﮭواء إﻟﻰ ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ﻣن ﺧﻼل ﻓﻠﺗر ﻣدﺧل اﻟﮭواء اﻟﻣوﺟود أﺳﻔل اﻟﻐطﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ اﻟﺳﻔﻠﻰ‬‫ﻟﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن‪) .‬اﻧظر اﻷﺷﻛﺎل رﻗم ‪ 14‬و‪ (.15‬ﯾﻣﻧﻊ ھذا اﻟﻔﻠﺗر دﺧول اﻷﺗرﺑﺔ واﻟﺟزﯾﺋﺎت اﻷﺧرى اﻷﻛﺑر ﺣﺟﻣﺎ ً‬‫اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﮭواء إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺎز‪ .‬ﻗﺑل ﺗﺷﻐﯾل ‪ ،FreeStyle 5‬ﺗﺄﻛد ﻣن ﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻔﻠﺗر ووﺿﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺻﺣﯾﺢ‪.‬‬‫)راﺟﻊ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص"ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾف واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ‪ /‬اﻟﻔﻼﺗر ‪ /‬ﻓﻠﺗر ﻣدﺧل اﻟﮭواء" ﻓﻲ ھذا اﻟدﻟﯾل(‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :14‬ﻧزع ﻏطﺎء ﻓﻠﺗر‬‫ﻣدﺧل اﻟﮭواء‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :15‬ﻓﺻل اﻟﻔﻠﺗر ﻋن‬‫ﻏطﺎء اﻟﻔﻠﺗر‬‫‪AR-24‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬‫‪AR‬‬‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫ﻻ ﺗﻘم ﺑﺗﺷﻐﯾل وﺣدة ‪ FreeStyle 5‬دون أن ﯾﻛون ﻓﻠﺗر ﻣدﺧل اﻟﮭواء ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺧﺻص‬‫ﻟﮫ‪ ،‬وإذا ﻛﺎن ﻟدﯾك ﻓﻠﺗر ﺛﺎن‪ ،‬أدﺧل اﻟﻔﻠﺗر "اﻟﺑدﯾل" ﻗﺑل ﺗﻧظﯾف اﻟﻔﻠﺗر اﻟﻣﻠوث‪.‬‬‫اﺳﺗﺧدم ﻓﻘط ‪ AirSep‬اﻟﺟزء رﻗم ‪ FI194-1‬ﻟﻔﻠﺗر ﻣدﺧل اﻟﮭواء اﻟﺧﺎص ﺑﮭذه اﻟوﺣدة‪.‬‬‫‪AR-25‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫إﻋداد ُﻣﺣدِد اﻟﺗدﻓق‬‫ﯾﺗﺿﻣن ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ﺧﻣﺳﺔ إﻋدادات ﻟﺿﺑط إﻋدادات ﻣﻌدل اﻟﺗدﻓق‪ 1 :‬و‪ 2‬و‪ 3‬و‪ 4‬و‪ ،5‬ﻣﻣﺎ ﯾوﻓر ﻣﻌدل‬‫ﺗدﻓق ﯾوازي ‪ 5 - 1‬ﻟﺗر ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻣن اﻷوﻛﺳﺟﯾن‪ .‬ﻗم ﺑرﻓﻊ اﻟﻐطﺎء اﻟواﻗﻲ ﻣن اﻷﺗرﺑﺔ اﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ‬‫اﻟﺟﮭﺎز‪ ،‬واﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟزر ‪ 1‬أو ‪ 2‬أو ‪ 3‬أو ‪ 4‬أو ‪ ،5‬اﻟﻣﻧﺎظر ﻟﻣﻌدل اﻟﺗدﻓق اﻟﻣوﺻوف ﻣن طﺑﯾﺑك اﻟﺧﺎص‪) .‬اﻧظر‬‫اﻷﺷﻛﺎل رﻗم ‪ 16‬و‪(.17‬‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :16‬رﻓﻊ اﻟﻐطﺎء اﻟواﻗﻲ ﻣن اﻷﺗرﺑﺔ اﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :17‬اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل اﻟﺗدﻓق‬‫‪AR-26‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫ﻣن اﻟﻣﮭم ﺟ ًدا ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﻣوﺻوف ﻓﻘط‪ ،‬ﻟذا ﻻ ﺗﻘم ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻣﻌدل ﺗدﻓق‬‫اﻟﻧﺑﺿﺎت اﻟﻣﺣدد إﻻ ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣن طﺑﯾﺑك اﻟﺧﺎص‪.‬‬‫اﻟﺗﻧﺑﯾﮭﺎت‪/‬اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺿوﺋﯾﺔ‬‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﺷﻌر ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ﺷﮭﯾﻘﺎً‪ ،‬ﯾﺗم إرﺳﺎل ﻧﺑﺿﺔ ﻣن اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘُﻧﯾّﺔ اﻷﻧﻔﯾﺔ‪ ،‬وﯾوﻣض‬‫اﻟﺿوء اﻷﺧﺿر اﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﻔس‪.‬‬‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ أﺛﻧﺎء ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﮭﺎز وﺷﺣﻧﮫ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣن ﺧﻼل ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد أو ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر‪،‬‬‫ﯾﻌرض ﻣﻘﯾﺎس‪/‬ﻣؤﺷر)ﻣؤﺷرات( ﺑطﺎرﯾﺔ ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ﻣﺳﺗوى ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ )ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺣن ﻣن ‪ %25‬إﻟﻰ‬‫‪ (%100‬وﯾﺑﻘﻰ ﻗﯾد اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻣدة ﺳﺎﻋﺗﺎن وﻧﺻف ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﻌد أن ﯾﺗم اﻟﺷﺣن ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪.‬‬‫ﯾﺻدر ﺻوت ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣﺳﻣوع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﺑﺟﮭﺎز ‪ ،FreeStyle 5‬وﻋﻧد ﻓﺻل اﻟﻘُﻧﯾﺔ أو ﻛﺎن أداء‬‫اﻟﺟﮭﺎز ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت‪ .‬ﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺢ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ اﻟﺿوﺋﻲ واﻟﻣﺳﻣوع ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل أدﻧﺎه ﻛﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻠﺧﯾﺻﮭﺎ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟرﺳم اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻻﺣﻘﺎ ً ﻓﻲ ھذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟدﻟﯾل‪.‬‬‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﺗﻧﺑﯾﮫ‪ ،‬أو ﻣﻼﺣظﺔ أن ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ﻻ ﯾﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم‪ ،‬راﺟﻊ‬‫اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ ھذا اﻟدﻟﯾل‪ ،‬وإذا ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ‪ ،‬راﺟﻊ ﻣزوﱢ د‬‫اﻟﻣﻌدات اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟك‪.‬‬‫إذا ﺷﻌﺮت ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺰﻋﺎج أو ﻣﺮرت ﺑﺤﺎﻟﺔ طﻮاريء طﺒﯿﺔ‪ ،‬اطﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﺤﺎل‪.‬‬‫•‬‫ﺑدء اﻟﺗﺷﻐﯾل‬‫ﻋﻧد ﺑدء اﻟﺗﺷﻐﯾل‪ ،‬ﯾﺻدر ﺻوت ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻗﺻﯾر ﯾﺑدأ ‪ FreeStyle 5‬ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻧد ﺗوﻗف ﺻوت اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ‪.‬‬‫•‬‫اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‬‫ﻋﻧد اﻗﺗراب طﺎﻗﺔ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻣن ﻣﺳﺗوى ﻣﻧﺧﻔض‪ ،‬ﺗﺻدر أﺻوات ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻗﺻﯾرة ﻣﺗﻘطﻌﺔ‪ ،‬ﺛم ﯾﺿﻲء ﺿوء‬‫ﻣﻘﯾﺎس ‪ /‬ﻣؤﺷر اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻷﺻﻔر اﻟذي ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ‪ %25‬ﻣن اﻟﺷﺣن )اﻧظر اﻟﺷﻛل ‪ (12‬ﺑﺷﻛل‬‫ﻣﺗﻘطﻊ‪ ،‬وﻋﻧد ﺣدوث ذﻟك‪ ،‬ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل وﺣدة ‪ FreeStyle 5‬ﺑﻣﻘﺑس طﺎﻗﺔ ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر‪ ،‬أو ﺑﻣﻘﺑس طﺎﻗﺔ‬‫ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد‪ ،‬أو ﻗم ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ ﻣﺻدر آﺧر ﻟﻸوﻛﺳﺟﯾن ﺧﻼل دﻗﯾﻘﺗﯾن‪ .‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون وﺣدة ‪FreeStyle 5‬‬‫ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻣﻘﺑس طﺎﻗﺔ ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر‪ ،‬أو ﺑﻣﻘﺑس طﺎﻗﺔ ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد‪ ،‬ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻌﻣل أﺛﻧﺎء إﻋﺎدة ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة‬‫ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت‪ ،‬وﯾﺷﯾر ﻣﻘﯾﺎس )ﻣﻘﺎﯾﯾس(‪/‬ﻣؤﺷر )ﻣؤﺷرات( اﻟﺑطﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪.‬‬‫ﻓﺻل اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ‬‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﻣل وﺣدة ‪ ،FreeStyle 5‬ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻛﺗﺷف وﺟود ﺗﻧﻔس ﺗﺻدر أﺻوات ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣﺳﺗﻣرة‪ ،‬ﺛم ﯾﺿﻲء‬‫ﺿوء اﻟﻣﻧﺑﮫ اﻷﺻﻔر ﺑﻌد ‪ 15‬دﻗﯾﻘﺔ‪ ،‬وﻋﻧد ﺣدوث ذﻟك‪ ،‬اﻓﺣص اﺗﺻﺎل اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ ﺑوﺣدة ‪ ،FreeStyle 5‬وﺗﺄﻛد‬‫ﻣن أن اﻟ ُﻘﻧﯾﱠﺔ اﻷﻧﻔﯾﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﮭﺎ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻋﻠﻰ وﺟﮭك‪ ،‬وﻣن أﻧك ﺗﺗﻧﻔس ﻋﺑر اﻷﻧف‪) ،‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن طﺑﯾﺑك‬‫‪AR-27‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬‫•‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫اﻟﺧﺎص ﻗد ﯾﻧﺻﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺣزام ﻟﻠذﻗن ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﮫ(‪ ،‬وإذا اﺳﺗﻣر اﻟﻣﻧﺑﮫ ﻓﻲ إﺻدار اﻷﺻوات‪ ،‬ﻗم‬
‫•‬

‫•‬

‫ﱢ‬
‫ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ ﻣﺻدر آﺧر ﻣن اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﻣﺗوﻓر ﻟدﯾك‪ ،‬واﺗﺻل‬‫ﺑﻣزود اﻟﻣﻌدات‪.‬‬‫ﺗﺟﺎوز ﺳﻌﺔ وﺣدة ‪FreeStyle 5‬‬‫إذا ﺗﺳﺑب ﻣﻌدل اﻟﺗﻧﻔس ﻓﻲ ﺗﺟﺎوز ﺳﻌﺔ وﺣدة ‪ ،FreeStyle 5‬ﯾُﺻدر اﻟﻣﻧﺑﮫ أﺻوات ﺳرﯾﻌﺔ ﻛل ½ ﺛﺎﻧﯾﺔ‪،‬‬‫وﯾﺿﻲء ﺿوء اﻟﻣﻧﺑﮫ اﻷﺻﻔر ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻘطﻊ‪ ،‬وﻋﻧد ﺣدوث ذﻟك‪ ،‬ﯾﻛون ﻣﻌدل اﻟﺗﻧﻔس ﺑوﺣدة ‪FreeStyle 5‬‬‫ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟوﺣدة‪ ،‬وﯾﺟب ﻋﻠﯾك ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻠﯾل أي ﻧﺷﺎط ﺑدﻧﻲ‪ ،‬وإﻋﺎدة ﺿﺑط اﻟﻣﻧﺑﮫ ﻋن طرﯾق‬‫إﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل اﻟوﺣدة وﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ ﻣرة أﺧرى‪ ،‬وإذا اﻗﺗﺿت اﻟﺿرورة ﺑﻌد ذﻟك‪ ،‬ﻗم ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ ﻣﺻدر آﺧر ﻣن‬‫ﺑﻣزود اﻟﻣﻌدات‪.‬‬‫ﱢ‬‫اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﻣﺗوﻓر ﻟدﯾك‪ ،‬ﺛم اﺗﺻل‬‫اﻟﺧﻠل اﻟﻌﺎم‬‫إذا ﺻﺎدﻓت وﺣدة ‪ FreeStyle 5‬ﺧﻠﻼً ﻋﺎﻣًﺎ‪ ،‬ﯾُﺻدر اﻟﻣﻧﺑﮫ أﺻوات ﺳرﯾﻌﺔ ﻛل ½ ﺛﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺿﻲء ﺿوء‬‫اﻟﻣﻧﺑﮫ اﻷﺣﻣر ﺑﺎﺳﺗﻣرار‪ ،‬وﻋﻧد ﺣدوث ذﻟك‪ ،‬ﯾﻛون ﺗرﻛﯾز اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟذي ﺗﻘوم اﻟوﺣدة ﺑﺗزوﯾده أﻗل ﻣن‬‫اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوﺣدة‪ ،‬وﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾك ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ ﻣﺻدر آﺧر ﻣن اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﻣﺗوﻓر‬‫ﺑﻣزود اﻟﻣﻌدات ﻟدﯾك‪.‬‬‫ﱢ‬‫ﻟدﯾك‪ ،‬ﺛم اﺗﺻل‬‫ﻻ ُﺗﺳﺗﺧدم ھذه اﻟوﺣدة ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺣﯾﺎة‪ ،‬وﻗد ﯾطﻠب اﻟﻣرﺿﻰ ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﺳن أو‬‫اﻷطﻔﺎل ﻣﻣن ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﯾﮭم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧزﻋﺎج أﺛﻧﺎء اﺳﺗﺧدام ھذه اﻟوﺣدة‪،‬‬‫اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣراﻗﺑﺔ‪ ،‬وﻗد ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣرﺿﻰ ﻣﻣن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن إﻋﺎﻗﺎت ﺳﻣﻌﯾﺔ و‪/‬أو‬‫ﺑﺻرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺑﺎﺳﺗﺧدام أدوات اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ‬‫‪AR-28‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑﯾﮭﺎت‪/‬اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺿوﺋﯾﺔ ﺑوﺣدة ‪FreeStyle 5‬‬‫اﻟﺣﺎﻟﺔ‬‫اﻟﻣﻧﺑﮫ اﻟﻣﺳﻣوع‬‫اﻟﺿوء‬‫ﯾﺷﯾر إﻟﻰ‬‫اﻹﺟراء‬‫اﻟﻤﺆﺷﺮ‬‫ﻗﺼﯿﺮ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻤﺮ‬‫ﻋﻨﺪ ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‬‫ﻧﺒﺾ )أﺧﻀﺮ(؛‬‫ﺿﻮء ﻣﺴﺘﻤﺮ‬‫ﺗﻢ ﺗﺸﻐﯿﻞ وﺣﺪة‬‫‪FreeStyle 5‬‬‫ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺑﺪء ﺗﺸﻐﯿﻞ وﺣﺪة‬‫‪ FreeStyle 5‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ‪.‬‬‫اﻟﻤﺆﺷﺮ‬‫ﻻ ﯾﻮﺟﺪ‬‫ﻧﺒﺾ )أﺧﻀﺮ(؛‬‫ﺿﻮء ﻣﺘﻘﻄﻊ‬‫ﺗﻘﻮم وﺣﺪة‬‫‪ FreeStyle 5‬ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ‬‫اﻷوﻛﺴﺠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ‬‫دﻓﻘﺎت ﻧﺒﺾ‬‫اﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام وﺣﺪة‬‫‪ FreeStyle 5‬ﺑﺼﻮرة‬‫طﺒﯿﻌﯿﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﺆﺷﺮ‬‫ﻻ ﯾﻮﺟﺪ‬‫ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮى‬‫ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ‪.‬‬‫اﺷﺤﻦ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ‬‫اﻟﻤﻨﺒﮫ‬‫ﻣﺴﺘﻤﺮ‪:‬‬‫ﺻﻔﯿﺮ‬‫اﻟﻤﻨﺒﮫ )اﻷﺻﻔﺮ(؛‬‫ﺿﻮء ﻣﺴﺘﻤﺮ‬‫ﻟﻢ ﺗﻜﺘﺸﻒ اﻟﻮﺣﺪة أي‬‫ﺗﻨﻔﺲ ﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ‬‫ﻣﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘًﺎ‪.‬‬‫اﻓﺤﺺ ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻘُﻨﯿﱠﺔ‪ .‬ﺗﺄﻛﺪ‬‫ﻣﻦ أﻧﻚ ﺗﺘﻨﻔﺲ ﻋﺒﺮ اﻷﻧﻒ‪.‬‬‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻤﻨﺒﮫ ﻓﻲ‬‫إﺻﺪار اﻷﺻﻮات‪ ،‬اﺗﺼﻞ‬‫ﺑﻤﺰ ﱢود اﻟﻤﻌﺪات‪.‬‬‫اﻟﻤﻨﺒﮫ‬‫ﻣﺘﻘﻄﻊ‪:‬‬‫ﺻﻔﯿﺮ‬‫زر ‪ BATT‬ﺑﻤﻨﺒﮫ‬‫ﻧﺴﺒﺔ ‪%25‬‬‫)اﻷﺻﻔﺮ(؛ ﺿﻮء‬‫ﻣﺘﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮ‬‫اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ‬‫ﺟﮭﺪ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ ﻣﻨﺨﻔﺾ‬‫ﺟﺪًا ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وﺣﺪة‬‫‪.FreeStyle5‬‬‫ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ وﺣﺪة‬‫‪ FreeStyle 5‬ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺲ‬‫ﺗﯿﺎر ﻣﺘﺮدد‪ ،‬أو ﻣﻘﺒﺲ ﺗﯿﺎر‬‫ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل‪.‬‬‫اﻟﻤﻨﺒﮫ‬‫ﻣﺘﻘﻄﻊ‪:‬‬‫ﺻﻔﯿﺮ‪ ،‬ﺻﻔﯿﺮ‬‫زر ‪BATT‬‬‫)اﻷﺻﻔﺮ( اﻟﺨﺎص‬‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪%25‬؛‬‫ﺿﻮء ﻣﺘﻘﻄﻊ ﻣﻦ‬‫ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ‬‫إﯾﻘﺎف ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ‬‫ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺠﮭﺪ‪.‬‬‫ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ وﺣﺪة‬‫‪ FreeStyle 5‬ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺲ‬‫ﺗﯿﺎر ﻣﺘﺮدد‪ ،‬أو ﻣﻘﺒﺲ ﺗﯿﺎر‬‫ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل‪.‬‬‫اﻟﻤﻨﺒﮫ‬‫ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺘﻘﻄﻊ‪:‬‬‫ﺻﻔﯿﺮ‪ ،‬ﺻﻔﯿﺮ‪,‬‬‫ﺻﻔﯿﺮ‪...‬‬‫اﻟﻤﻨﺒﮫ )اﻷﺻﻔﺮ(؛‬‫ﺿﻮء ﻣﺘﻘﻄﻊ‬‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻨﻔﺲ ﯾﺘﺠﺎوز‬‫ﺳﻌﺔ وﺣﺪة ‪FreeStyle‬‬‫‪.5‬‬‫ﻗﻢ ﺑﺘﻘﻠﯿﻞ اﻟﻨﺸﺎط‪ ،‬ﺛﻢ ﺑﻌﺪ‬‫ذﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪم ﻣﺼﺪرًا آﺧﺮ‬‫ﻣﻦ اﻷوﻛﺴﺠﯿﻦ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ‬‫ﻟﺪﯾﻚ إذا اﻗﺘﻀﺖ‬‫اﻟﻀﺮورة‪ .‬اﺗﺼﻞ ﺑﻤﺰ ﱢود‬‫اﻟﻤﻌﺪات ﻟﺪﯾﻚ‪.‬‬‫اﻟﻤﻨﺒﮫ‬‫ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺘﻘﻄﻊ‪:‬‬‫ﺻﻔﯿﺮ‪ ،‬ﺻﻔﯿﺮ‪,‬‬‫ﺻﻔﯿﺮ‪...‬‬‫اﻟﻤﻨﺒﮫ )اﻷﺣﻤﺮ(؛‬‫ﺿﻮء ﻣﺴﺘﻤﺮ‬‫ﺣﺪوث ﺧﻠﻞ ﻋﺎم ﺑﻮﺣﺪة‬‫‪.FreeStyle 5‬‬‫ﻗﻢ ﺑﺈﯾﻘﺎف ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻮﺣﺪة‪،‬‬‫ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﯿﺮ إﻟﻰ ﻣﺼﺪر‬‫آﺧﺮ ﻣﻦ اﻷوﻛﺴﺠﯿﻦ‪،‬‬‫واﺗﺼﻞ ﺑﻤﺰ ﱢود اﻟﻤﻌﺪات‬‫ﻟﺪﯾﻚ‪.‬‬‫‪AR-29‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫اﻟﻌرض اﻟﻣزدوج‪:‬‬‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺑﮫ )أﺻﻔر(‬‫اﻟﺧﻠل اﻟﻌﺎم )أﺣﻣر(‬‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :16‬ﻣؤﺷر اﻟﺗﻧﺑﯾﮭﺎت‬‫‪AR-30‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬‫‪AR‬‬‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫اﻟﺗﻧظﯾف واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ‬‫اﻟﻛﺎﺑﯾﻧﺔ‬‫ﻗم ﺑﺈﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل وﺣدة ‪ ،FreeStyle 5‬وﻗم ﺑﻔﺻل ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ﻣن وﺣدة‬‫‪ FreeStyle5‬ﻗﺑل ﺗﻧظﯾف اﻟﻛﺎﺑﯾﻧﺔ‪.‬‬‫ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﺳﺎﺋل اﻟﺗﻧظﯾف ﻣﻊ وﺣدة ‪ FreeStyle 5‬ﻟﺗﻧظﯾﻔﮭﺎ‪ .‬وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ‬‫ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﮭﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر‪ ،‬وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ‪:‬‬‫اﻟﻛﺣول‪ ،‬واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻣن اﻟﻛﺣول‪ ،‬واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣرﻛزة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻣن اﻟﻛﻠور‬‫)ﻣﺛل ﻛﻠورﯾد اﻹﯾﺛﯾﻠﯾن(‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻣن اﻟﺑﺗرول )ﻣﺛل ‪،Pine-Sol‬‬‫واﻟﻠﯾﺳﺗوﯾل(‪ ،‬ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﺟﺑﺎ ﺳﺗﺧدام ھذه اﻟﻣواد ﻓﻲ ﺗﻧظﯾف اﻟﻐطﺎء اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك ﻋﻠﻰ وﺣدة‬‫‪ FreeStyle 5‬ﻷﻧﮭﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻠف اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك اﻟﻣوﺟود ﺑﺎﻟوﺣدة‪.‬‬‫ﻗم ﺑﺎﺳﺗﺑدال اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ ﺣﺳب ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ أو ﻣزوﱢ د اﻟﻣﻌدات‬‫ﻣزود اﻟﻣﻌدات‪.‬‬‫ﻟدﯾك‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن اﻹﻣدادات اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟدى ﱢ‬‫اﺣﺗﻔظ ﺑوﺣدة ‪ FreeStyle 5‬ﻧظﯾﻔﺔ وﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟرطوﺑﺔ واﻟﻐﺑﺎر‪ .‬ﻗم ﺑﺗﻧظﯾف اﻟﻐطﺎء اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك‬‫ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ ﺑﻣﺳﺣﮫ ﺑﻘطﻌﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﺎش اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟوﺑر‪ ،‬أو ﺑﻣﻧظف ﻣﻧزﻟﻲ ﻣﻌﺗدل ﻣﻊ ﻗطﻌﺔ ﻣن‬‫اﻟﻘﻣﺎش اﻟﻣﺑﻠل أو ﻗطﻌﺔ ﻣن اﻹﺳﻔﻧﺞ‪ ،‬ﻣﻊ اﻻھﺗﻣﺎم اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺧرج اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﺧﺎص ﺑوﺻﻠﺔ‬‫اﻟﻘُﻧ ﱠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺑﻘﺎءه ﺧﺎﻟﯾﺎ ً ﻣن اﻟﻐﺑﺎر واﻟﻣﺎء واﻟﺟزﯾﺋﺎت اﻷﺧرى‪.‬‬‫ﻟﻣﻧﻊ إﻟﻐﺎء اﻟﺿﻣﺎن ﻣن ﺟﺎﻧب ﺷرﻛﺔ ‪ AirSep‬ﻟﻣوﻟدات اﻷوﻛﺳﺟﯾن‪ ،‬اﺗﺑﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ‬‫اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ‪.‬‬‫‪AR-31‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫اﻟﻔﻠﺗر‬‫ﻓﻠﺗر اﻟﺷﮭﯾق‬‫ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ ﻏطﺎء اﻟﺟزء اﻷﻣﺎﻣﻲ اﻟﺳﻔﻠﻲ ﺑﺎﻟوﺣدة ﻣرة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أﺳﺑوﻋﯾًﺎ‪ ،‬واﻏﺳل ﻓﻠﺗر ﻣدﺧل اﻟﮭواء اﻟﻣوﺟود داﺧل‬‫اﻟﻐطﺎء‪) .‬راﺟﻊ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻔﻠﺗر ﻓﻲ ھذا اﻟدﻟﯾل(‪ .‬رﺑﻣﺎ ﯾﻧﺻﺣك ﻣزوﱢ د اﻟﻣﻌدات ﺑﺗﻧظﯾﻔﮫ أﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ‬‫ظروف اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟدﯾك‪ .‬اﺗﺑﻊ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾف ﻓﻠﺗر ﻣدﺧل اﻟﮭواء ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ‪:‬‬‫‪.1‬‬‫ﻗم ﺑﻧزع اﻟﻔﻠﺗر ﻣن ﻏطﺎء ﻓﻠﺗر ﻣدﺧل اﻟﮭواء‪ ،‬واﻏﺳﻠﮫ ﺑﻣﺣﻠول داﻓﻲء ﻣن اﻟﻣﺎء واﻟﺻﺎﺑون‪.‬‬‫‪.2‬‬‫اﺷطف اﻟﻔﻠﺗر ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ‪ ،‬وﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻣﺎء اﻟﻔﺎﺋض ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻧﺷﻔﺔ ﻧﺎﻋﻣﺔ ﻟﮭﺎ ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﺻﺎص‪ ،‬وﺗﺄﻛد‬‫أن اﻟﻔﻠﺗر ﺟﺎف ﻗﺑل اﺳﺗﺑداﻟﮫ‪.‬‬‫‪.3‬‬‫اﺳﺗﺑدل اﻟﻔﻠﺗر اﻟﺟﺎف‪.‬‬‫ﻻ ﺗﻘم ﺑﺗﺷﻐﯾل وﺣدة ‪ FreeStyle 5‬دون أن ﯾﻛون ﻓﻠﺗر ﻣدﺧل اﻟﮭواء ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺧﺻص ﻟﮫ‪،‬‬‫وإذا ﻛﺎن ﻟدﯾك ﻓﻠﺗر ﺛﺎن‪ ،‬أدﺧل اﻟﻔﻠﺗر "اﻟﺑدﯾل" ﻗﺑل ﺗﻧظﯾف اﻟﻔﻠﺗر اﻟﻣﻠوث‪.‬‬‫ﻻ ﺗﻧﺻﺢ ﺷرﻛﺔ ‪ AirSep‬ﻟﻣوﻟدات اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﺑﺗﻌﻘﯾم ھذه اﻟﻣﻌدات‪.‬‬‫‪AR-32‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬‫‪AR‬‬‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫ﺣﻘﯾﺑﺔ اﻟﺣﻣل‬‫ﻟﺗﻧظﯾف ﺣﻘﯾﺑﺔ اﻟﺣﻣل‪ ،‬واﻟﺣزام‪ ،‬ﻗم ﺑﺗﻧظﯾﻔﮭﺎ ﺑﻔرﺷﺎة ﻓﻘط ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺎء داﻓﻲء وﺻﺎﺑون )دون ﻏﻣر اﻟﺣﻘﯾﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎء(‪ ،‬ﺛم‬‫ﺑﻌد ذﻟك‪ ،‬اﺗرﻛﮭﺎ ﺗﺟف ﻓﻲ اﻟﮭواء‪ .‬وﻻ ﺗﻘم ﺑﻐﺳل اﻟﺣﻘﯾﺑﺔ أو ﺗﺟﻔﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ‪.‬‬‫ﻣﻠﺣﻘﺎت ‪FreeStyle 5‬‬‫ﺗوﺻﻲ ﺷرﻛﺔ ‪ AirSep‬ﻟﻣوﻟدات اﻷوﻛﺳﺟﯾن‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ اﻷﻧﻔﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻌدم اﺳﺗﺧدام ﻣﻠﺣﻘﺎت ﻣﻊ وﺣدة ‪FreeStyle‬‬‫ﻣزود اﻟﻣﻌدات ﻟدﯾك‪ ،‬ﻷن اﺳﺗﺧدام ﻣﻠﺣﻘﺎت‬‫‪ 5‬ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ أدﻧﺎه‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗورﯾدھﺎ ﻣن ﺧﻼل ﱢ‬‫ﻟﯾﺳت ﻣدرﺟﺔ أدﻧﺎه ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﺛر ﻋﻛﺳﯾًﺎ ﻋﻠﻰ أداء ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle 5‬اﻟﻣﺣﻣول‪ ،‬وﺳﻼﻣﺗﮫ‪,‬‬‫رﻗم اﻟﺟزء ‪ /‬اﻟوﺻف‬‫‪ PW021-1‬ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد )‪ PW021‬طول اﻟﺳﻠك ‪ 4‬ﻗدم‪ 6-‬ﺑوﺻﺔ ‪1.4 /‬ﻣﺗر( ‪CD023-1 /w‬‬‫ﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ ‪120‬ﻓوﻟت ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد )‪ 8‬ﻗدم ‪2.4 /‬ﻣﺗر(‬‫‪ PW021-2‬ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر ‪ CD017-2 /w‬ﺳﻠك ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ أوروﺑﻲ )‪ 8‬ﻗدم ‪ 2 -‬ﺑوﺻﺔ ‪2.5 /‬ﻣﺗر(‬‫‪ PW021-3‬ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر ‪ CD025-1 /w‬ﺳﻠك ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ اﺳﺗراﻟﻲ ‪ 250‬ﻓوﻟت ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد‬‫)‪ 6‬ﻗدم ‪ 6 -‬ﺑوﺻﺔ ‪ 2.6 /‬ﻣﺗر(‬‫‪ PW021-4‬ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر ‪ CD017-4 /w‬ﺳﻠك ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة )‪ 8‬ﻗدم ‪ 2 -‬ﺑوﺻﺔ‬‫‪2.5 /‬ﻣﺗر(‬‫‪ PW024-1‬ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺣول ﻟﺳﻠك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‬‫)طول اﻟﺳﻠك ﺟﺎﻧب ﻣﺣول اﻟﺳﯾﺎرة ‪ 3‬ﻗدم‪ 5-‬ﺑوﺻﺔ ‪1 /‬ﻣﺗر; طول اﻟﺳﻠك ﺟﺎﻧب ﻣزوﱢ د اﻟطﺎﻗﺔ ‪ 3‬ﻗدم‬‫‪ BT017-1‬ﺣزام ‪ AirBelt‬ﺑﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ)‪ BT017‬طول اﻟﺳﻠك اﻟﻣﻣﺗد ‪ 4‬ﻗدم ‪1.2 /‬ﻣﺗر( ‪/w‬‬‫‪ CD023-1‬ﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ ‪120‬ﻓوﻟت ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد‬‫)‪ 8‬ﻗدم ‪ 2.4 /‬ﻣﺗر(‬‫‪ BT017-2‬ﺣزام ‪ AirBelt‬ﺑﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ‪ CD017-2 /w‬ﺳﻠك ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ أوروﺑﻲ )‪ 8‬ﻗدم ‪2-‬ﺑوﺻﺔ ‪/‬‬‫‪ 2.5‬ﻣﺗر(‬‫‪ BT017-3‬ﺣزام ‪ AirBelt‬ﺑﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ‪ CD025-1 /w‬ﺳﻠك ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ أﺳﺗراﻟﻲ ‪ 250‬ﻓوﻟت‬‫ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد )‪ 6‬ﻗدم‪ 6-‬ﺑوﺻﺔ ‪ 2.6 /‬ﻣﺗر(‬‫‪ BT017-4‬ﺣزام ‪ AirBelt‬ﺑﻣﺻدر ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ ‪ CD017-4 /w‬ﺳﻠك ﺗﯾﺎر ﻛﮭرﺑﻲ أﻣرﯾﻛﻲ )‪ 8‬ﻗدم ‪2 -‬‬‫ﺑوﺻﺔ ‪ 2.5 /‬ﻣﺗر(‬‫‪ MI194-1‬ﻓﻠﺗر ﻣدﺧل اﻟﮭواء‬‫‪ MI 371-1‬ﺣﻘﯾﺑﺔ اﻟﺣﻣل‬‫‪ MI284-1‬ﯾﺗﯾﺢ ﻟك ﺧﯾﺎر ﻋدة اﻟﻛﺗف ﺗﺣوﯾل ﺣﻘﯾﺑﺔ اﻟﺣﻣل اﻟﻣوﺟودة ﻣﻊ وﺣدة ‪ FreeStyle 5‬إﻟﻰ ﺣﻘﯾﺑﺔ ظﮭر‪.‬‬‫‪ MI240-2‬ﻣوﺳﱢﻊ ﺣزام ‪AirBelt‬‬‫‪MI372-1‬ﺣﻘﯾﺑﺔ ﺣﻣل ﻛل اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت‬‫‪ MI378-1‬ﻋرﺑﺔ اﻟﺣﻣل‬‫‪AR-33‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬‫‪AR‬‬‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫رﺑﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﺳﺗﺧدام ﻛﺑﻼت وﻣﺣوﻻت أﺧرى ﻏﯾر اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻓﻲ ﺗزاﯾد اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت‬‫اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺿﻌف ﻣﻧﺎﻋﺔ ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ .FreeStyle 5‬ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﻛﺑﻼت‬‫واﻟﻣﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾﻌﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻟﻠﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻛﻘطﻊ ﻏﯾﺎر ﻟﻠﻣﻛوﻧﺎت‬‫اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪.‬‬‫‪AR-34‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻣرﯾض‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫ﻏطﺎء ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن‬‫ﻟوﺣﺔ ﺗﺣﻛم ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن‬‫ﺑﺎب ﻟوﺣﺔ اﻟﺗﺣﻛم‬‫ﻣﻘﺑض ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن‬‫ﻣﺧرج‪ ،‬ﻓوھﺔ اﻟﻐﺎز‬‫ﻓﻠﺗر ﻣدﺧل اﻟﮭواء‬‫ﻣﻠﺻق اﻟوﺣدة‬‫أرﺟل اﻟوﺣدة‬‫وﺻﻼت اﻟﺳﻠك‬‫ﺳﻠك )أﺳﻼك( اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‬‫ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‬‫ﺣﻘﯾﺑﺔ ﺣﻣل ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن‬‫‪o‬‬‫ﺣﻘﯾﺑﺔ ﺣﻣل اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺣزام‪ ،‬واﻟرﺑﺎط‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫ﻋرﺑﺔ اﻟﺣﻣل‬‫اﻟﺗﻐﻠﯾف‬‫اﻟﻔﻠﺗرا‪/‬اﻷﻛرﯾﻠوﻧﯾﺗرﯾل ﺑوﺗﺎدﯾن ﺳﺗﺎﯾرﯾن‪/‬اﻟﺑوﻟﯾﺳﺗرﯾن‬‫اﻟﺑوﻟﻲ إﺳﺗر ‪ EBG7‬أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮫ‬‫اﻟﺑوﻟﻲ ﻛرﺑوﻧﺎت‬‫اﻟﺑوﻟﻲ ﻛرﺑوﻧﺎت‬‫اﻟﺑوﻟﻲ ﻛرﺑوﻧﺎت‬‫ﻓوم‪ ،‬اﻟﺑوﻟﻲ إﺳﺗر‬‫اﻟﻠﯾﻛﺳﺎن‬‫اﻟﺑوﻟﻲ ﯾورﯾﺛﺎن‬‫اﻟﺑوﻟﻲ ﻛرﺑوﻧﺎت‪/‬ﻛﻠورﯾد اﻟﻔﯾﻧﯾل‬‫اﻟﺑوﻟﻲ ﻓﯾﻧﯾل ﻛﻠورﯾد‪ ،‬ﻣﻌدن‬‫اﻟﻠﯾﻛﺳﺎن ‪) 940‬اﻟﺑوﻟﻲ ﻛرﺑوﻧﯾت(‬‫‪ %100‬أﻟﯾﺎف دﻗﯾﻘﺔ ﻣن اﻟﺑوﻟﻲ إﺳﺗر‬‫ﺳﻧﺎدة ‪ /w‬اﻟﺑوﻟﻲ ﻓﯾﻧﯾل ﻛﻠورﯾد‬‫‪ %100‬أﻟﯾﺎف دﻗﯾﻘﺔ ﻣن اﻟﺑوﻟﻲ إﺳﺗر‬‫ﺳﻧﺎدة ‪ /w‬اﻟﺑوﻟﻲ ﻓﯾﻧﯾل ﻛﻠورﯾد‬‫اﻟﺑوﻟﻲ ﺑروﺑﯾﻠﯾن اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك واﻟﺻﻠب واﻷﻟوﻣﻧﯾوم‬‫ورق ﻣﻘوى ﻣﻣوج ﻣن طﺑﻘﺗﯾن‬‫اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺈﻣدادات اﻷوﻛﺳﺟﯾن‬‫ﻣزود اﻟﻣﻌدات ﻟدﯾك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺻدر آﺧر ﻣن اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﺧﻠل ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ‬‫ﻗد ﯾوﺻﻲ ﱢ‬‫أو اﻧﻘطﺎع اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﻲ‪.‬‬‫ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت‬‫ﻣﻧﺗﺞ وﺣدة ‪ FreeStyle 5‬ﻣﺻﻣم ﻻﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻷﻋوام ﺑدون ﻣﺷﺎﻛل‪.‬‬‫إذا ﻟم ﯾﻌﻣل ﻣوﻟد اﻷوﻛﺳﺟﯾن ‪ FreeStyle 5‬اﻟﻣﺣﻣول ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم‪ ،‬راﺟﻊ اﻟﺟدول اﻟﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‬‫ﻣزود اﻟﻣﻌدات ﻋﻧد اﻟﺿرورة‪.‬‬‫ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑﺎب واﻟﺣﻠول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ‪ ،‬واﺳﺗﺷر ﱢ‬‫ﻻ ﺗﺣﺎول إﺟراء أي ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟﻠﺟﮭﺎز ﺑﺧﻼف اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟدﻟﯾل‪.‬‬‫‪AR-35‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ‬‫اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺣﺗﻣل‬‫اﻟﺣل‬‫ﻻ ﺗﻌﻣل وﺣدة ‪FreeStyle 5‬‬‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ أﺣد أزار‬‫ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل اﻟﺗدﻓق‪.‬‬‫اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻓﺎرﻏﺔ‬‫ﺧﻠل‪.‬‬‫ﻗم ﺑﺗزوﯾد اﻟوﺣدة ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻣن‬‫ﺧﻼل ﻣﻘﺑس ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر‪ ،‬أو آﺧر‬‫ﻣﺗردد‪.‬‬‫ﺻدور أﺻوات ﺗﻧﺑﯾﮭﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة‪،‬‬‫وإﺿﺎءة ﺿوء اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ )اﻷﺻﻔر(‬‫ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻘطﻊ‪.‬‬‫ﻟم ﺗﻛﺗﺷف وﺣدة‬‫‪ FreeStyle5‬وﺟود ﺗﻧﻔس‬‫ﻟﻣدة ‪ 15‬دﻗﯾﻘﺔ‪.‬‬‫ﺻدور أﺻوات ﺗﻧﺑﯾﮭﯾﺔ ﻣﺗﻘطﻌﺔ‪،‬‬‫وإﺿﺎءة ﺿوء اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ )اﻷﺻﻔر(‬‫ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻘطﻊ‪.‬‬‫اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺷﺣن‬‫ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل اﻟوﺣدة ﺑﻣﻘﺑس ﺗﯾﺎر‬‫ﻣﺳﺗﻣر أو ﻣﺗردد ﺧﻼل دﻗﯾﻘﺗﯾن‪ ،‬أو‬‫ﻗم ﺑﺎﻟﺗوﺻﯾل ﺑﺣزام ‪AirBelt‬‬‫اﻻﺧﺗﯾﺎري‪.‬‬‫ﺻدور أﺻوات ﺗﻧﺑﯾﮭﯾﺔ ﻣﺗﻘطﻌﺔ‪،‬‬‫وإﺿﺎءة ﺿوء اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ )اﻷﺻﻔر(‬‫ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻘطﻊ‪.‬وﺗﺗوﻗف وﺣدة‬‫‪ FreeStyle5‬ﻋن اﻟﻌﻣل‬‫ﺟﮭد اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔض ﺟ ًدا‬‫ﻟﺗﺷﻐﯾل وﺣدة ‪.FreeStyle 5‬‬‫ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل اﻟوﺣدة ﺑﻣﻘﺑس ﺗﯾﺎر‬‫ﻣﺳﺗﻣر أو ﻣﺗردد ﻓﻲ اﻟﺣﺎل‪.‬‬‫ﺻدور أﺻوات ﺗﻧﺑﯾﮭﯾﺔ ﻣﺗﻘطﻌﺔ‪،‬‬‫وإﺿﺎءة ﺿوء اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ )اﻷﺻﻔر(‬‫ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻘطﻊ‪.‬‬‫ﻣﻌدل اﻟﺗﻧﻔس ﯾﺗﺟﺎوز ﺳﻌﺔ وﺣدة ﻗم ﺑﺗﻘﻠﯾل اﻟﻧﺷﺎط‪ ،‬ﺛم ﻗم ﺑﺈﯾﻘﺎف‬‫ﺗﺷﻐﯾل اﻟوﺣدة ﺛم ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ ﻣرة أﺧرى‬‫‪.FreeStyle 5‬‬‫ﻹﻋﺎدة ﺿﺑطﮭﺎ‪ ،‬وﻗم ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ‬‫ﻣﺻدر آﺧر ﻣن اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﻣﺗوﻓر‬‫ﻟدﯾك‪ ،‬ﺛم اﺗﺻل ﺑﻣزوﱢ د اﻟﻣﻌدات‬‫ﻟدﯾك‪ ،‬إذا اﻗﺗﺿت اﻟﺿرورة ذﻟك‪.‬‬‫اﺗﺻل ﺑﻣزوﱢ د اﻟﻣﻌدات ﻟدﯾك‪ ،‬وﻗم‬‫ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ ﻣﺻدر آﺧر ﻣن‬‫اﻷوﻛﺳﺟﯾن إذا اﻗﺗﺿت اﻟﺿرورة‪.‬‬‫اﻓﺣص ﺗوﺻﯾل اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ‪.‬‬‫ﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم وﺟود ﺛﻧﻲ ﺑﺄﻧﺑوب‬‫اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ‪.‬‬‫ﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﮭﺎ‬‫اﻟﺻﺣﯾﺢ‪ ،‬وﻣن أﻧك ﺗﺗﻧﻔس ﻣن ﺧﻼل‬‫اﻷﻧف‪ .‬ﻟﻠﺗﻧﻔس ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔم‪ ،‬ﻗد‬‫ﯾوﺻﻲ طﺑﯾﺑك اﻟﺧﺎص ﺑﺎﺳﺗﺧدام‬‫ﺣزام ﻟﻠذﻗن‪.‬‬‫ﺻدور أﺻوات ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺳرﯾﻌﺔ‬‫ﻣﺗﻘطﻌﺔ‪ ،‬وﯾﺿﻲء ﺿوء اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ‬‫)اﻷﺣﻣر( ﺑﺎﺳﺗﻣرار‪.‬‬‫‪AR-36‬‬‫ﺣدث ﺧﻠل ﻋﺎم‪.‬‬‫ﻗم ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ ﻣﺻدر آﺧر ﻣن‬‫اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﻣﺗوﻓر ﻟدﯾك‪ ،‬واﺗﺻل‬‫ﺑﻣزود اﻟﻣﻌدات‪.‬‬‫ﱢ‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫اﻟﺣل‬‫اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ‬‫اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺣﺗﻣل‬‫ﻻ ﯾﺑدأ ﺗﺷﻐﯾل اﻟوﺣدة ﺑطﺎﻗﺔ‬‫اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪.‬‬‫ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون اﻟوﺣدة ﺳﺎﺧﻧﺔ أو اﺳﻣﺢ ﻟﻠوﺣدة ﺑﺎﻟوﺻول إﻟﻰ درﺟﺔ‬‫ﺑﺎردة وﻋﻧد ﺗرﻛﮭﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻛﻣﺎ ﺣرارة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪ ،‬وﻗد ﯾﺳﺗﻐرق‬‫ھذا اﻷﻣر ﻋدة دﻗﺎﺋق ﻋﻧد ﺗﻌرﯾﺿﮭﺎ‬‫ﻓﻲ ﺳﯾﺎرة ﻣﺛﻼً‪.‬‬‫ﻟدرﺟﺎت ﺣرارة ﺷدﯾدة اﻻرﺗﻔﺎع‪.‬‬‫ﺑﺻﻔﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ‪ ،‬ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﻣﺻدر‬‫اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد أو اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟدﯾك‬‫ﺑﻣدﺧل اﻟﻛﮭرﺑﺎء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟوﺣدة‬‫وﻣﺻدر اﻟﻛﮭرﺑﺎء‪ ،‬إذا ﻟزم اﻷﻣر‪،‬‬‫ﻹﻋﺎدة ﺿﺑط اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ‬‫ﻟﻠوﺣدة‪.‬‬‫اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‬‫اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪.‬‬‫ﺗﺟﺎوز اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ درﺟﺔ‬‫ﺣرارة اﻟﺷﺣن‪.‬‬‫ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾل اﻟوﺣدة‪ ،‬وﻣﻊ‬‫ذﻟك‪ ،‬ﯾﻣﻛن أﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺷﺣن‬‫ﺣﺗﻰ ﺗﻧﺧﻔض درﺟﺔ ﺣرارة‬‫اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪) .‬راﺟﻊ اﻟﻣﻼﺣظﺎت‬‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷﺎﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪(.‬‬‫ﺻدور أﺻوات ﺗﻧﺑﯾﮭﯾﺔ ﻋن اﻟوﺣدة‬‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎرة‪ ،‬وﻣﺗﺻﻠﺔ‬‫ﺑﻣﻘﺑس ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر‪.‬‬‫ﻻ ﯾﺗم ﺗزوﯾد اﻟوﺣدة ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء‬‫ﻋﻧد ﻧﻔﺎذ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪ ،‬أو ﻟم ﯾﺗم‬‫اﻟﺷﺣن ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺑس اﻟﺗﯾﺎر‬‫اﻟﻣﺳﺗﻣر‪.‬‬‫ﻗم ﺑﻔﺻل ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣن‬‫ﻣﻘﺑس اﻟﺳﯾﺎرة‪ ،‬ﺛم أﻋد ﺗﺷﻐﯾل‬‫اﻟﺳﯾﺎرة‪ ،‬وﺑﻌد ذﻟك‪ ،‬ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل‬‫ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﻣﻘﺑس اﻟﺗﯾﺎر‬‫اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎﻟﺳﯾﺎرة ﻹﻋﺎدة ﺿﺑط ﻗﺎطﻊ‬‫اﻟﺗﯾﺎر داﺧل ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر‪.‬‬‫ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻷﺧرى‪.‬‬‫‪AR-37‬‬‫ﻗم ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ ﻣﺻدر آﺧر ﻣن‬‫اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟﻣﺗوﻓر ﻟدﯾك‪ ،‬واﺗﺻل‬‫ﺑﻣزود اﻟﻣﻌدات‪.‬‬‫ﱢ‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫ﻣواﺻﻔﺎت وﺣدة ‪FreeStyle 5‬‬‫ﺟﮭﺎز ﺗوﻟﯾد أوﻛﺳﺟﯾن‪*:‬‬‫ﺟرﻋﺔ اﻟﻧﺑض‪:‬‬‫اﻷﺑﻌﺎد‪:‬‬‫اﻟوزن‪:‬‬‫اﻟطﺎﻗﺔ‪:‬‬‫زﻣن ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‬‫)ﺑطﺎرﯾﺔ اﻟﻠﯾﺛﯾوم اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺷﺣن(‬‫ﻣدة إﻋﺎدة ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪:‬‬‫ﻣدة ﺑدء اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻷوﻟﻲ‬‫دورة ﺣﯾﺎة اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‪:‬‬‫اﻟﻣﻧﺑﮭﺎت اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ‪ ،‬وﻣؤﺷرات اﻟﻧﺑض‬‫اﻟﻣرﺋﯾﺔ‪:‬‬‫‪AR-38‬‬‫‪ 5-1‬إﻋدادات ﻧﺑض; ﻣﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﺗدﻓق ﻣﺳﺗﻣر ﻣن اﻷوﻛﺳﺟﯾن اﻟذي ﺗﺑﻠﻎ‬‫ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪%3- / 5.5+ %90‬‬‫اﻹﻋداد ‪ 8.75 :1‬ﻣل ‪%15 ±‬‬‫اﻹﻋداد ‪ 17.5 :2‬ﻣل ‪%10 ±‬‬‫اﻹﻋداد ‪ 26.5 :3‬ﻣل ‪%10 ±‬‬‫اﻹﻋداد ‪ 35.0 :4‬ﻣل ‪%10 ±‬‬‫اﻹﻋداد ‪ 43.75 :5‬ﻣل ‪%10 ±‬‬‫‪ 10.7‬ﺑوﺻﺔ‪ .‬ارﺗﻔﺎع ‪ x 6.6‬ﺑوﺻﺔ‪ .‬ﻋرض ‪ x 4.4‬ﺑوﺻﺔ‪ .‬ﻋﻣق‬‫)‪ 27.2‬ﺳم ارﺗﻔﺎع ‪ x 16.8‬ﺳم ﻋرض ‪ x 11.2‬ﺳم ﻋﻣق(‬‫‪ 6.2‬رطل )‪ 2.8‬ﻛﯾﻠو ﺟرام(; ‪ 1.8‬رطل )‪ 8.‬ﻛﯾﻠو ﺟرام( ﺣزام‬‫‪ AirBelt‬اﻻﺧﺗﯾﺎري‬‫ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد اﻟﻣُدﺧل‪ 240-100 :‬ﻓوﻟت ﺗﯾﺎر ﻣﺗردد‪-50 ,‬‬‫‪ 60‬ھرﺗز‪ 2 ,‬أﻣﺑﯾر | اﻟﻣُﺧرج‪ 15 :‬ﻓوﻟت‬‫ﻣﺻدر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر‪ :‬اﻟﻣُدﺧل‪ 24-12 :‬ﻓوﻟت ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر‪15 ,‬‬‫أﻣﺑﯾر ﻛﺣد أﻗﺻﻰ | اﻟﻣُﺧرج‪ 15 :‬ﻓوﻟت ﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣر‪ 8 ,‬أﻣﺑﯾر ﻛﺣد‬‫أﻗﺻﻰ‬‫‪ 5‬ﻟﺗر ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ – ﺳﺎﻋﺔ; ‪ 4‬ﻟﺗر ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ – ﺳﺎﻋﺔ و‪ 15‬دﻗﯾﻘﺔ; ‪3‬‬‫ﻟﺗر ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ – ﺳﺎﻋﺔ و‪ 30‬دﻗﯾﻘﺔ; ﻟﺗران ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ – ﺳﺎﻋﺗﺎن; ﻟﺗر‬‫ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ – ‪ 3‬ﺳﺎﻋﺎت‬‫ﺣزام ‪ AirBelt‬اﻻﺧﺗﯾﺎري ﻋﻧد ﺗوﺻﯾﻠﮫ ﻣﻊ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪:‬‬‫‪ 5‬ﻟﺗرً ا ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ – ﺳﺎﻋﺗﺎن و‪ 30‬دﻗﯾﻘﺔ; ‪ 4‬ﻟﺗر ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ – ‪3‬‬‫ﺳﺎﻋﺎت; ‪ 3‬ﻟﺗر ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ – ‪ 3‬ﺳﺎﻋﺎت و‪ 30‬دﻗﯾﻘﺔ;‬‫ﻟﺗران ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ – ‪ 4‬ﺳﺎﻋﺎت و‪ 30‬دﻗﯾﻘﺔ; ﻟﺗر ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ – ‪7‬‬‫ﺳﺎﻋﺎت‬‫‪ 3‬ﺳﺎﻋﺎت و‪ 15‬دﻗﯾﻘﺔ; ﺣزام ‪ AirBelt‬اﻻﺧﺗﯾﺎري‪ 3 :‬ﺳﺎﻋﺎت‬‫دﻗﯾﻘﺗﺎن‬‫‪ 300‬دورة ﺗﻘرﯾﺑًﺎ‪ ،‬ﺛم ‪ %80‬ﻣن اﻟﺳﻌﺔ أو أﻗل‪.‬‬‫– )ﺿوء اﻟﻣؤﺷر اﻷﺧﺿر( ﻣﺳﻣوع‬‫ﺑدء اﻟﺗﺷﻐﯾل‬‫وﻣرﺋﻲ؛‬‫– ‪) visual‬ﺿوء اﻟﻣؤﺷر اﻷﺧﺿر(‬‫ﻣﻌدل اﻟﺗدﻓق‬‫ﻣرﺋﻲ;‬‫– ﻣﺳﺗوى اﻟﺑطﺎرﯾﺔ )أﺿواء اﻟﻣؤﺷر‬‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‬‫اﻟﺧﺿراء(;‬‫– )ﺿوء اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ اﻷﺻﻔر( ﻣﺳﻣوع‬‫اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ‬‫وﻣرﺋﻲ;‬‫– )ﺿوء اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ اﻷﺻﻔر( ﻣﺳﻣوع‬‫إﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺑطﺎرﯾﺔ‬‫وﻣرﺋﻲ;‬‫– )ﺿوء اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ اﻷﺻﻔر( ﻣﺳﻣوع‬‫ﻓﺻل اﻟﻘُﻧﯾﱠﺔ‬‫وﻣرﺋﻲ;‬‫– )ﺿوء اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ اﻷﺻﻔر( ﻣﺳﻣوع‬‫ﺗﺟﺎوز اﻟﻧظﺎم‬‫وﻣرﺋﻲ;‬‫– )ﺿوء اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ اﻷﺣﻣر( ﻣﺳﻣوع‬‫ﺧﻠل ﻋﺎم‬‫وﻣرﺋﻲ;‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫**ﻧطﺎق درﺟﺔ اﻟﺣرارة‪:‬‬‫**اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺗﺷﻐﯾل‪:‬‬‫درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺗﺷﻐﯾل‪:‬‬‫‪ °41‬ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت إﻟﻰ ‪°104‬ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت )‪°5‬ﻣﺋوﯾﺔ إﻟﻰ ‪°40‬ﻣﺋوﯾﺔ(‬‫)ﺣﺗﻰ ‪ %95‬رطوﺑﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ )ﻏﯾر ﻣﻛﺛﻔﺔ(‬‫درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺗﺧزﯾن‪:‬‬‫‪ 4‬ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت إﻟﻰ ‪°140‬ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت )‪°20-‬ﻣﺋوﯾﺔ إﻟﻰ‬‫‪°60‬ﻣﺋوﯾﺔ(‬‫ﯾﺻل إﻟﻰ ‪ 12000‬ﻗدم )‪ 3657.6‬م( )‪ (483mmHg‬ﯾﻣﻛن أن‬‫ﺗؤﺛر اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻷﻋﻠﻰ ﻣن ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻷداء‬‫* اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ اﻟﺿﻐط اﻟﺟوي ﻟـ ‪ (101 kPa) psi 14.7‬ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣرارة ‪ 70‬ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت )‪ 21‬درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬‫**ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﮭذه اﻟﻣواﺻﻔﺎت إﻟﻰ اﻟﺣد ﻣن ﻗدرة اﻟﻣﻛﺛﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣواﺻﻔﺎت ﺗﻛﺛﯾف اﻷوﻛﺳﺟﯾن ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت ﺗدﻓق‬‫اﻟﺳواﺋل اﻷﻋﻠﻰ‪.‬‬‫‪AR-39‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫"ﺗﺎﺑﻊ اﻟﻣواﺻﻔﺎت"‬‫ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺧﺎﺻﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟـ "اﻟﻣﻠﺧص اﻟطﺑﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ" ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ وﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ‪.‬‬‫وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت "اﻟﻣﻠﺧص اﻟطﺑﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ" اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ھذا اﻟﺟزء‪.‬‬‫اﻹرﺷﺎدات وإﻋﻼن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ‪ ±‬اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ‬‫ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ﻣﺻﻣم ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎه‪ .‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك أو ﻣﺳﺗﺧدم ‪ FreeStyle 5‬اﻟﺗﺄﻛد ﻣن‬‫اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻓﻲ ھذه اﻟظروف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ‪.‬‬‫اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ‬‫ﻣﺳﺗوى اﺧﺗﺑﺎر ‪IEC‬‬‫‪60601‬‬‫ﻣﺳﺗوى اﻻﻟﺗزام‬‫اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ ‪ ±‬إرﺷﺎدات‬‫‪ 6 ±‬ﻛﯾﻠوﻓوﻟت ﻣﺗﺻل‬‫ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻷرﺿﯾﺎت ﻣن اﻟﺧﺷب أو اﻟﺧرﺳﺎﻧﺔ أو‬‫ﺑﻼط اﻟﺳﯾراﻣﯾك‪ .‬إذا ﻛﺎﻧت اﻷرﺿﯾﺎت ﻣﻐطﺎة ﺑﻣواد‬‫ﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن اﻷﻟﯾﺎف اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻧد ذﻟك ﯾﺟب أن‬‫ﺗﻛون اﻟرطوﺑﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ‪ %30‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪.‬‬‫ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺟودة أﺟﮭزة ﺗوﺻﯾل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‬‫ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺟودة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺑﯾﺋﺎت‬‫اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت‪.‬‬‫اﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻹﺳﺗﺎﺗﯾﻛﻲ‬‫)‪(ESD‬‬‫‪ 6 ±‬ﻛﯾﻠوﻓوﻟت ﻣﺗﺻل‬‫‪EC 610004-2-I‬‬‫‪ 8 ±‬ﻛﯾﻠوﻓوﻟت ھواﺋﻲ‬‫‪ 8 ±‬ﻛﯾﻠوﻓوﻟت ھواﺋﻲ‬‫اﻟﻌﺎﺑر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ‬‫اﻟﺳرﯾﻊ‪/‬اﻻﻧﻔﺟﺎر‬‫‪ 2 ±‬ﻛﯾﻠوﻓوﻟت ﻟﺧطوط‬‫اﻟﺗزوﯾد ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ‬‫‪ 2 ±‬ﻛﯾﻠوﻓوﻟت ﻟﺧطوط‬‫اﻟﺗزوﯾد ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ‬‫‪IEC 610004-4-‬‬‫‪ 1 ±‬ﻛﯾﻠوﻓوﻟت ﻟﺧطوط‬‫اﻹدﺧﺎل‪/‬اﻹﺧراج‬‫ﻻ ﯾﻧطﺑق‬‫اﻻﻧدﻓﺎع‬‫‪ 1 ±‬ﻛﯾﻠوﻓوﻟت ﻣن ﺧط إﻟﻰ‬‫ﺧط‬‫‪ 1 ±‬ﻛﯾﻠوﻓوﻟت ﻣن ﺧط‬‫إﻟﻰ ﺧط‬‫‪ 2 ±‬ﻛﯾﻠوﻓوﻟت ﻣن اﻟﺧط‬‫إﻟﻰ اﻷرﺿﻲ‬‫‪ 2 ±‬ﻛﯾﻠوﻓوﻟت ﻣن‬‫اﻟﺧط إﻟﻰ اﻷرﺿﻲ‬‫ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺟودة أﺟﮭزة ﺗوﺻﯾل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‬‫ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺟودة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺑﯾﺋﺎت‬‫اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت‪.‬‬‫ﺗﺄﺛﯾر اﻧﺧﻔﺎﺿﺎت اﻟﺟﮭد‬‫واﻻﻧﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻘﺻﯾرة‬‫وﺗﺑﺎﯾﻧﺎت اﻟﺟﮭد ﻋﻠﻰ‬‫اﻟطﺎﻗﺔ‪.‬‬‫>‪UT % 5‬‬‫)<‪ % 95‬اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ‬‫‪(UT‬‬‫ﻟـ ‪ 0,5‬دورة‬‫>‪UT % 5‬‬‫)<‪ % 95‬اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ‬‫‪(UT‬‬‫ﻟـ ‪ 0,5‬دورة‬‫‪IEC 610004-11-‬‬‫‪UT % 40‬‬‫)‪ % 60‬اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ‪(UT‬‬‫ﻟﺧﻣس دورات‬‫‪UT % 40‬‬‫)‪ % 60‬اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ‬‫‪(UT‬‬‫ﻟﺧﻣس دورات‬‫ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺟودة أﺟﮭزة ﺗوﺻﯾل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‬‫ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺟودة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺑﯾﺋﺎت‬‫اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت‪ .‬إذا اﺣﺗﺎج ﻣﺳﺗﺧدم ﺟﮭﺎز ‪FreeStyle‬‬‫‪ 5‬ﻟﺗﺷﻐﯾﻠﮫ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر أﺛﻧﺎء اﻧﻘطﺎﻋﺎت أﺟﮭزة‬‫ﺗوﺻﯾل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻧد ذﻟك ﯾُﻔﺿل ﺗﺷﻐﯾل‬‫‪ FreeStyle 5‬ﻣن ﻣﺻدر طﺎﻗﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﻘطﻊ‬‫)‪(UPS‬أو ﻣن ﺑطﺎرﯾﺔ‪.‬‬‫‪IEC 610004-5-‬‬‫‪UT % 70‬‬‫)‪ % 30‬اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ‪( UT‬‬‫ﻟﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن دورة‬‫>‪UT % 5‬‬‫)<‪ % 95‬اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ‬‫‪(UT‬‬‫ﺛوان‬‫ﻟﺧﻣﺳﺔ‬‫ٍ‬‫اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ‬‫ﻟﺗردد اﻟطﺎﻗﺔ‬‫‪ 3‬أ‪/‬م‬‫‪UT % 70‬‬‫)‪ % 30‬اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ‬‫‪(UT‬‬‫ﻟﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن دورة‬‫‪<5 % UT‬‬‫‪ (>95 %‬اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ‬‫)‪UT‬‬‫ﺛوان‬‫ﻟﺧﻣﺳﺔ‬‫ٍ‬‫‪ 3‬أ‪/‬م‬‫ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗردد اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ‬‫ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣوﻗﻊ ﻧﻣوذﺟﻲ ﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺑﯾﺋﺔ‬‫ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻧﻣوذﺟﯾﺔ‪.‬‬‫‪-8-IEC 610004‬‬‫ﻣﻠﺣوظﺔ ‪ UT‬ھو ﺟﮭد اﻟﺗوﺻﯾﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗردد ﻗﺑل ﺗطﺑﯾق ﻣﺳﺗوى اﻻﺧﺗﺑﺎر‪.‬‬‫‪AR-40‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫اﻹرﺷﺎدات وإﻋﻼن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ‪ ±‬اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ‬‫ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ﻣﺻﻣم ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎه‪ .‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك أو ﻣﺳﺗﺧدم ‪ FreeStyle 5‬ﻣن‬‫اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻓﻲ ھذه اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ‪.‬‬‫اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ‬‫ﻣﺳﺗوى اﺧﺗﺑﺎر ‪IEC‬‬‫‪60601‬‬‫اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ ‪ ±‬إرﺷﺎدات‬‫ﻣﺳﺗوى اﻻﻟﺗزام‬‫ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ‪RF IEC‬‬‫‪61000-4-6‬‬‫‪Vrms 3‬‬‫ﻣن ‪ 150‬ﻛﯾﻠوھرﺗز‬‫إﻟﻰ ‪ 80‬ﻣﯾﺟﺎھرﺗز‬‫‪Vrms 3‬‬‫ﯾﺟب ﻋدم اﺳﺗﺧدام ﻣﻌدات اﺗﺻﺎﻻت ‪ RF‬اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن أي‬‫ﺟزء ﻣن ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻛﺑﻼت‪ ،‬إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬‫اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن‬‫ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗردد ﺟﮭﺎز اﻹرﺳﺎل‪.‬‬‫اﻟﻣﺷﻊ ‪RF IEC‬‬‫‪61000-4-3‬‬‫‪ 3‬ف‪/‬م‬‫ﻣن ‪ 80‬ﻣﯾﺟﺎھرﺗز‬‫إﻟﻰ ‪ 2.5‬ﺟﯾﺟﺎھرﺗز‬‫‪ 3‬ف‪/‬م‬‫اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺻﺢ ﺑﮭﺎ‬‫‪D= 1.2 x √P‬‬‫‪ D= 1.2 x √ P‬ﻣن ‪ 80‬ﻣﯾﺟﺎھرﺗز إﻟﻰ ‪ 800‬ﻣﯾﺟﺎھرﺗز‬‫‪ D= 2.3 x √P‬ﻣن ‪ 80‬ﻣﯾﺟﺎھرﺗز إﻟﻰ ‪ 800‬ﻣﯾﺟﺎھرﺗز‬‫ﺣﯾث ﺗﻛون ‪ P‬ھﻲ أﻗﺻﻰ ﺣد ﻟﻣﻌدل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻟﺟﮭﺎز‬‫اﻹرﺳﺎل ﺑﺎﻟوات )و( وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻟﺟﮭﺎز اﻹرﺳﺎل وﺗﻛون‬‫‪ d‬ھﻲ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗر )م(‪.‬‬‫ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺷدة اﻟﻣﺟﺎل ﻣن أﺟﮭزة إرﺳﺎل ‪ RF‬اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ‬‫ﺣددھﺎ ﻣﺳﺢ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗواﻓق ﻓﻲ‬‫ﻛل ﻧطﺎق ﺗردد‪b .‬‬‫ﻓﻘد ﯾﺣدث ﺗداﺧل ﻓﻲ ﻣﺣﯾط اﻷﺟﮭزة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬‫ﻣﻠﺣوظﺔ ‪ 1‬ﻋﻧد ‪ 80‬ﻣﯾﺟﺎھرﺗز و‪ 800‬ﻣﯾﺟﺎھرﺗز‪ ،‬ﯾُطﺑق ﻧطﺎق اﻟﺗردد اﻷﻋﻠﻰ‪.‬‬‫ﻣﻠﺣوظﺔ ‪ 2‬ﻗد ﻻ ﺗﺳري ھذه اﻹرﺷﺎدات ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت‪ .‬ﯾﺗﺄﺛر اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ ﺑﺎﻻﻣﺗﺻﺎص واﻻﻧﻌﻛﺎس ﻣن اﻷﺟﺳﺎم واﻟﮭﯾﺎﻛل‬‫واﻷﺷﺧﺎص‪.‬‬‫أ‪ .‬ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﻧظرﯾﺄ ﺑﺷدة اﻟﻣﺟﺎل ﻣن أﺟﮭزة اﻹرﺳﺎل اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‪ ،‬ﻣﺛل اﻟﻣﺣطﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﮭواﺗف اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ )اﻟﺧﻠوﯾﺔ‪/‬اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ(‪ ،‬وأﺟﮭزة‬‫اﻟرادﯾو اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ‪ ،‬وإذاﻋﺎت اﻟﮭواة‪ ،‬وإذاﻋﺎت ﻣوﺟﺎت ‪ AM‬و‪ FM‬واﻟﺑث اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﻲ ﺑﺷﻛل دﻗﯾق‪ .‬ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ‬‫وﻓﻘﺎ ً ﻷﺟﮭزة إرﺳﺎل ‪ RF‬اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‪ ،‬ﯾﺟب إﺟراء ﻣﺳﺢ ﻟﻠﻣوﻗﻊ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ‪ .‬إذا ﺗﺟﺎوزت ﺷدة اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻲ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟذي ﯾﺗم‬‫اﺳﺗﺧدام ‪ FreeStyle 5‬ﻓﯾﮫ ﻣﺳﺗوى ﺗواﻓق ‪ RF‬اﻟﻣطﺑق أﻋﻼه‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻋﻣل ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ﺑﺷﻛل طﺑﯾﻌﻲ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬‫ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻷداء ﻏﯾر طﺑﯾﻌﻲ‪ ،‬ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري ﯾﻠزم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات إﺿﺎﻓﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺛل ﺗﻐﯾﯾر اﺗﺟﺎه ‪ FreeStyle 5‬أو‬‫ﺗﻐﯾﯾر ﻣوﻗﻌﮫ‪.‬‬‫ب‪ .‬ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺗردد ﻣن ‪ 150‬ﻛﯾﻠوھرﺗز إﻟﻰ ‪ 80‬ﻣﯾﺟﺎھرﺗز‪ ،‬ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺷدة اﻟﻣﺟﺎل ﯾﺟب أﻗل ﻣن ‪ 3‬ف‪/‬م‪.‬‬‫‪AR-41‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺻﺢ ﺑﮭﺎ ﺑﯾن ﻣﻌدات اﺗﺻﺎﻻت ﺗرددات اﻟرادﯾو اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ واﻟﺧﻠﯾوﯾﺔ وﺟﮭﺎز ‪FreeStyle 5‬‬‫ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ﻣﻌد ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﮭﺎ اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟرادﯾواﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺑﻌﺛﺔ ﻗﯾد اﻟﺗﺣﻛم‪ .‬ﯾﻣﻛن‬‫ﻟﻣﺳﺗﮭﻠك أو ﻣﺳﺗﺧدم ‪ FreeStyle 5‬اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﻣﻧﻊ اﻟﺗداﺧل اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ ﻋن طرﯾق اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدات‬‫اﺗﺻﺎﻻت ﺗرددات اﻟرادﯾو اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ واﻟﺧﻠﯾوﯾﺔ )أﺟﮭزة اﻹرﺳﺎل( وﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ﺑﺣﺳب اﻟﺗوﺻﯾﺎت أدﻧﺎه‪ ،‬وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻣن‬‫اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣﻌدات اﻻﺗﺻﺎﻻت‪.‬‬‫ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ‬‫ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺻﺎدرة‬‫ﺑﺟﮭﺎز اﻹرﺳﺎل‬‫وات‬‫اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗردد ﺟﮭﺎز اﻹرﺳﺎل‬‫)م (‬‫ﻣن ‪ 150‬ﻛﯾﻠوھرﺗز إﻟﻰ ‪80‬‬‫ﻣﯾﺟﺎھرﺗز‬‫‪D= 1.2 x √P‬‬‫ﻣن ‪ 80‬ﻣﯾﺟﺎھرﺗز إﻟﻰ ‪800‬‬‫ﻣﯾﺟﺎھرﺗز‬‫‪D= 1.2 x √P‬‬

‫ﻣن‪ 800‬ﻣﯾﺟﺎھرﺗز إﻟﻰ ‪2.5‬‬‫ﺟﯾﺟﺎھرﺗز‬‫‪D= 2.3 x √P‬‬‫‪0.01‬‬‫‪0.12‬‬‫‪0.12‬‬‫‪0.23‬‬‫‪0.1‬‬‫‪0.38‬‬‫‪0.38‬‬‫‪0.73‬‬‫‪1‬‬‫‪1.2‬‬‫‪1.2‬‬‫‪2.3‬‬‫‪10‬‬‫‪3.8‬‬‫‪3.8‬‬‫‪7.3‬‬‫‪100‬‬‫‪12‬‬‫‪12‬‬‫‪23‬‬‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺟﮭزة اﻹرﺳﺎل اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻋﻧد اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﺻﺎدرة واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺳردھﺎ أﻋﻼه‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﺳﻧﺔ ‪ d‬ﺑﺎﻟﻣﺗر )م(‬‫ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾرھﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗردد ﺟﮭﺎز اﻹرﺳﺎل‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﻛون ‪ P‬ھﻲ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺟﮭﺎز اﻹرﺳﺎل‬‫ﺑﺎﻟوات )و( وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻟﺟﮭﺎز اﻹرﺳﺎل‪.‬‬‫ﻣﻠﺣوظﺔ رﻗم ‪ 1‬ﻋﻧد ‪ 80‬ﻣﯾﺟﺎھرﺗز و‪ 800‬ﻣﯾﺟﺎھرﺗز‪ُ ،‬ﺗطﺑق اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻟﻧطﺎق اﻟﺗردد اﻷﻋﻠﻰ‪.‬‬‫ﻣﻠﺣوظﺔ ‪ 2‬ﻗد ﻻ ﺗﺳري ھذه اﻹرﺷﺎدات ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت‪ .‬ﯾﺗﺄﺛر اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ ﺑﺎﻻﻣﺗﺻﺎص واﻻﻧﻌﻛﺎس ﻣن اﻷﺟﺳﺎم واﻟﮭﯾﺎﻛل‬‫واﻷﺷﺧﺎص‪.‬‬‫اﻹرﺷﺎدات وإﻋﻼن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ‪ -‬اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ‬‫ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ﻣﺻﻣم ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎه‪ .‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك أو ﻣﺳﺗﺧدم ‪ FreeStyle 5‬اﻟﺗﺄﻛد ﻣن‬‫اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻓﻲ ھذه اﻟظروف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ‪.‬‬‫اﻟﺗواﻓق‬‫إرﺷﺎدات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ‬‫ﯾﺳﺗﺧدم ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬طﺎﻗﺔ ﺗرددات اﻟرادﯾو ﻟوظﺎﺋﻔﮫ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻘط‪.‬‬‫وﻟذﻟك ﺗﻛون اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﺗرددات اﻟرادﯾو ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟداً وﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل أن‬‫ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ أي ﺗداﺧل ﻓﻲ اﻟﻣﻌدات اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻘرﯾﺑﺔ‪.‬‬‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ رﻗم ‪1‬‬‫ﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك‬‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ وﺗﻠك اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻣداد اﻟطﺎﻗﺔ‬‫ذات اﻟﺟﮭد اﻟﻣﻧﺧﻔض واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﻣداد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ‪.‬‬‫اﻟﻔﺋﺔ ب‬‫اﺧﺗﺑﺎر اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت‬‫اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﺗرددات اﻟرادﯾو‬‫‪CISPR 11‬‬‫اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﺗرددات اﻟرادﯾو‬‫‪CISPR 11‬‬‫اﻟﻔﺋﺔ أ‬‫اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ‬‫‪EC 61000-32-I‬‬‫ﻣﺗواﻓق‬‫ﺗرددات اﻟﺟﮭد‪ /‬اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت‬‫اﻟﻣﺗذﺑذﺑﺔ‬‫‪IEC 61000-3-3‬‬‫‪AR-42‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

‫‪FreeStyle™ 5‬‬‫‪AR‬‬‫اﻟﺗﺻﻧﯾف‬‫ﻧوع اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ‪:‬‬‫اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺗﺣﻘق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻌزل اﻟﻣزدوج‪.‬‬‫درﺟﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ‪:‬‬‫اﻟﻧوع ‪ BF‬ﻣﻌدات ﺗوﻓر درﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﺗص‬‫ﺑﺗﯾﺎر اﻟﺗﺳرﯾب اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ;‬‫‪(1‬‬‫‪ (2‬إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﻼت اﻷرﺿﯾﺔ اﻟواﻗﯾﺔ )إن وﺟدت(‪.‬‬‫‪ (3‬ﻻ ﯾﺳﺗﺧدم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠب ﻣﺑﺎﺷرة‪.‬‬‫اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺳﺗﻘل ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ‪:‬‬‫ﺗم اﺧﺗﺑﺎره ﻟﯾﻛون ﻣﺗواﻓﻘﺎ ً ﻣﻊ‪,‬‬‫ﻣﻌﺎﯾﯾر ‪ EC 60601-1I‬اﻟﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ‪ -‬اﻟﺟزء اﻷول‪ :‬اﻻﺷﺗراطﺎت‬‫اﻟﻌﺎﻣﻰ ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ‬‫ﺗم اﺧﺗﺑﺎرھﺎ ﻟﺗﻛون ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺷروط اﻟﻣﻌﯾﺎر‪،‬‬‫‪ CAN/CSA C22.2‬رﻗم ‪ 08-1-1-6060 M90‬ﻟﻠﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ‪-‬‬
‫اﻟﺟزء اﻷول‪ :‬ﻋﺎم‬‫ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﻼﻣﺔ‬‫اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗداﺧل اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ اﻟﻣﺣﺗﻣل أو ﻏﯾره ﻣن اﻟﺗداﺧﻼت ﺑﯾن اﻟﻣﻌدات واﻷﺟﮭزة اﻷﺧرى‪.‬‬‫ﺗم اﺧﺗﺑﺎره ﻟﯾﻛون ﻣﺗواﻓﻘﺎ ً ﻣﻊ‪,‬‬‫ﻣﻌﯾﺎر ‪ N 60601-1-2E‬ﻟﻠﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ‪ -‬اﻟﺟزء اﻷول‪ :‬اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬‫ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ‪ :‬اﻟﺗواﻓق اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ‪ -‬اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت واﻻﺧﺗﺑﺎرات‬‫ﻣﻌﯾﺎر ‪ RTCA-DO160‬ﻟﻣﻌدات ‪ ،Airborne‬اﻟﺟزء رﻗم ‪ ،21‬اﻧﺑﻌﺎث طﺎﻗﺔ‬‫اﻟﺗرددات اﻟرادﯾوﯾﺔ‬‫ﻣﻌﯾﺎر ‪ CISPR 11 / EN 55011‬اﻟﻔﺋﺔ ب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ‪" ,1‬اﻟﻣﻌدات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ‬‫واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟطﺑﯾﺔ )‪"(ISM‬‬‫‪ FCC‬اﻟﺟزء ‪ ,15‬اﻟﺟزء اﻟﻔرﻋﻲ ب – اﻟﻣﺷﻌﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻣدة ﻣن اﻟﻔﺋﺔ ب‬‫طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻧظﯾف وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌدوى اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ‪:‬‬‫ﯾرﺟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ ﺟزء "اﻟﺗﻧظﯾف واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ" ﺑدﻟﯾل اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﺧﺎص‬‫ﺑﺟﮭﺎز ‪ FreeStyle 5‬ھذا‪.‬‬‫درﺟﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ وﺟود ﻏﺎزات ﻣﺧدرة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺗﻌﺎل‪:‬‬‫اﻟﻣﻌدات ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﺛل ھذا اﻻﺳﺗﺧدام‪.‬‬‫وﺿﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل‪:‬‬‫‪AR-43‬‬‫ﺗﺷﻐﯾل ﻣﺳﺗﻣر‪.‬‬‫‪MN167-1 rev. D‬‬

FreeStyle™ 5

AR:‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧدوب اﻷوروﺑﻲ‬Medical Product Services GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany
info@mps-gmbh.eu :‫اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ‬

MN167-1 rev. D

AR-44

CAIRE Inc.
2200 Airport Industrial Dr., Ste 500
Ball Ground, GA 30107
www.chartindustries.com/RespiratoryHealthcare|MN167-1_Dn~

MN167-1_D