Hoja de datos
testo 890

Cámara termográfica
testo 890 – Termografía para las
aplicaciones más exigentes

Resolución infrarroja de 640 × 480 píxeles
tecnología testo SuperResolution, aumento a 1280 × 960 píxeles
Sensibilidad térmica < 40 mK
Flexibilidad merced al mango giratorio y la pantalla inclinable ygiratoria
Objetivos intercambiables°C

Medición de alta temperatura hasta 1200 °C
Modo de medición especial para zonas en peligro%HRde enmohecer
Asistente para imágenes panorámicas
Tecnología SiteRecognitionMedición de vídeo completamente radiométrica y grabación desecuencias de imágenes

La cámara termográfica testo 890 ofrece una excelente

De esta manera se pueden obtener imágenes térmicas

calidad de imagen para las aplicaciones termográficas másde alta calidad y gran resolución incluso de objetos muyexigentes. Mediante el sistema de medición infrarrojo depequeños, como componentes electrónicos, y de objetos

gran calidad y el detector de 640 × 480 píxeles se pueden

muy alejados, por ejemplo en instalaciones industriales.

obtener imágenes térmicas en calidad de megapíxeles

Incluso es posible analizar procesos térmicos mediante(1280 × 960 píxeles ) con la tecnología SuperResolution.

la medición de vídeo totalmente radiométrica, ya que sedispone de todos los puntos de medición de la imagen
térmica para cada instante con gran precisión.

www.testo.com

testo 890

Datos de pedido
Wärmebildkameras testo 890

ModeloCámara termográfica testo 890 con tecnología testo SuperResolution integrada, con objetivo (selección entre
el objetivo estándar de 42°, objetivo de 25° y teleobjetivo de 15°) en robusto maletín con software professional(descarga gratuita), tarjeta SD, cable USB, correa para colgar al hombro, paño de limpieza para las lentes,
fuente de alimentación, batería de iones de litio y auriculares

0563 0890 X1

Cámara termográfica testo 890 con tecnología testo SuperResolution integrada, con superteleobjetivo en unrobusto maletín con software professional (descarga gratuita), tarjeta SD, cable USB, correa para colgar alhombro, paño de limpieza para las lentes, alimentador, batería de iones de litio y auriculares

0563 0890 X4

Sets testo 890 con objetivosde su elección
Cámara termográfica testo 890 con tecnología testo SuperResolution
integrada en un robusto maletín con software professional (descargagratuita), tarjeta SD, cable USB, correa para colgar al hombro, paño delimpieza para las lentes, fuente de alimentación, batería de iones de litio,
filtro protector de la lente, batería adicional, cargador rápido, auriculares
y estuche para teleobjetivo. Selección entre el objetivo estándar de 42°,objetivo de 25° y/o teleobjetivo de 15°

ModeloSet testo 890 con dos objetivos. Véase arriba para más detalles del volumen de suministro

0563 0890 X2

Set testo 890 con tres objetivos. Véase arriba para más detalles del volumen de suministro

0563 0890 X3

Set testo 890 con SuperTele y un objetivo. Véase arriba para más detalles del volumen de suministro

0563 0890 X5

Set testo 890 con SuperTele y dos objetivos. Véase arriba para más detalles del volumen de suministro

0563 0890 X6

AccesoriosCódigo1)(equipamiento inicial)
SuperResolution.
Lectura cuatro veces mayores para un análisis aún más detallado de las imágenes termográficas.

Incluido en elsuministro

Filtro protector para la lente. Filtro especial de germanio para una protección óptima delobjetivo contra polvo y raspaduras

F10554 0289

Batería adicional.
Batería adicional de iones de litio adicional, para prolongar el tiempo de funcionamiento.

G10554 8852

Cargador rápido. Cargador rápido de batería de sobremesa, para dos baterías, para optimizar eltiempo de recarga.

H10554 8851

Medición de alta temperatura hasta +1200 °C

I12)

Medición de humedad con sonda de humedad por radio 3)

E12)

Teleobjetivo 15 ° x 11 °D12)25° Objetivo

O12)

Superteleobjetivo 6.6° x 5°

T22)

Paquete de análisis de procesos Grabación de secuencia de imágenes en el instrumento ymedición de vídeo completamente radiométrica

V10554 8902

FeverDetection

J1

Cinta adhesiva de emisividad. Cinta adhesiva, p. ej. para superficies pulidas (rollo, L: 10 m, A.: 25 mm),
ε = 0.95, resistente a temperaturas hasta +250 °C
Software para PC testo IRSoft para el análisis de dato y generación de informes–0554 0051
0501 8809

Certificado de calibración ISO para cámara termográfica;
puntos de calibración a 0 °C, +25 °C, +50 °C

0520 0489 4)

Certificado de calibración ISO de cámara termográfica;
puntos de calibración a 0 °C, +100 °C, +200 °C

0520 0490 4)

Certificado de calibración ISO para cámara termográfica;
puntos de calibración a escoger libremente en el rango de -18 °C ... +250 °C

0520 0495 4)

 i realiza el pedido como equipamiento de serie, recibirá los accesoriosS
directamente en el maletín.
2)
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención.
1)

Modelo(equipamientoadicional)
0554 7806

3)

4)

 onda de humedad por radio solo en la UE, Noruega, Suiza, EE. UU., Canadá,S
Colombia, Turquía, Brasil, Chile, México, Nueva Zelanda, Indonesia.
por objetivo

testo 890

Datos técnicos

Equipamiento de la cámara

Características imagen infrarrojo
Resolución infrarroja

640 × 480 píxeles

Cámara digital

Sensibilidad térmica(NETD)< 40 mK a +30 °C

Objetivos

Campo de visión/distancia
mínima de enfoque(Tipo de objetivo)

42° x 32° / 0.1 m (Estándar)
25° x 19° / 0.2 m (25° Objetivo)
15° x 11° / 0.5 m (Teleobjetivo)
6.6° x 5° / 2 m (Superteleobjetivo)

SiteRecognition (reconocimiento de situación demedición con gestión deimágenes)

4

Asistente para imágenes
panorámicas

4
Marcador láser

Resolución geométrica(IFOV)(Tipo de objetivo)

1.13 mrad (Estándar)
0.68 mrad (25° Objetivo)
0.42 mrad (Teleobjetivo)
0.18 mrad (Superteleobjetivo)

SuperResolution (píxeles/IFOV) - opcional(Tipo de objetivo)

1280 x 960 píxeles / 0.71 mrad (Estándar)
1280 x 960 píxeles / 0.43 mrad
(25° Objetivo)
1280 x 960 píxeles / 0.26 mrad
(Teleobjetivo)
1280 x 960 píxeles / 0.11 mrad
(Superteleobjetivo)

Láser (clasificación deláser 635 nm, clase 2)***33 Hz*

Paquete de análisis deprocesos Grabación desecuencia de imágenes en
el instrumento y medición
de vídeo completamente
radiométrica

Frecuencia deactualización
Foco

automático/manual

Banda de espectro

7.5 ... 14 µm

Características imagen visualTamaño de imagen/distancia mínima deenfoque

3.1 MP / 0.5 m

Representación de imágenes
Visualización de imagen

Pantalla táctil de 4.3“con 480 x 272 píxeles

4
42° x 32° (Estándar)
25° x 19° (25° Objetivo)
15° x 11° (Teleobjetivo)
6.6° x 5° (Superteleobjetivo)

Grabación de voz

Bluetooth****/
auricular con micrófono con cable

Medición por vídeo(mediante USB)

hasta 3 puntos de medición(4)

FeverDetection
Interfaz(4)
Descargar la descripción de la interfazde LabVIEW en la página de inicio deTesto

Memorización de imágenes
Formato de archivo deimagen individual.bmt, exportación en formato .bmp, .jpg,.png, .csv, .xls

Imagen IR/imagen real

Formato de archivo devídeo (a través de USB).wmv, .mpeg-1 / formato Testo(vídeo totalmente radiométrico)

Salida de vídeo

USB 2.0, Micro HDMI

Memoria extraíble

Paletas de color

9 (hierro, arco iris, arco iris HC,frío-caliente, azul-rojo, gris, grisinvertido, sepia, Testo)

Tarjeta SD de 2GB(aprox. 1500 - 2000 imágenes)

Zoom digital
Posibilidades devisualización

1 ... triple

Tipo de medición
Rango-30 a +100 °C /0 a +350 °C (seleccionable)
0 a +650 °C (seleccionable)

Exactitud±2 °C, ±2 % del valor medido(el mayor valor es el válido)(±3 °C del v.m. a -30 ... -22 °C)

Medición de altatemperatura - opcional
Exactitud+350 ... +1200 °C (no en combinación
con el súper teleobjetivo)±2 °C, ±2 % del v.m.

Emisividad / temperaturareflejada

0.01 ... 1 / manualCorrección de latransmisión (atmósfera)

4

Tipo de medición
Visualización de ladistribución de humedadsuperficial (conintroducción manual)

4

Medición de humedad
con sensor de humedad
por radio (transmisión
automática de lecturas entiempo real)**(4)Modo Solar
Funciones de análisis***

Alimentación de corriente
Tipo de pila

Batería de iones de litio de recarga
rápida, recambiable

Tiempo de funcionamiento

4.5 horas

Opciones de carga

en el aparato/en la estación de recarga(opcional)

Funcionamiento con
alimentación de red

4

Condiciones del entorno
Rango de temperaturas deservicio-15 ... +50 °C

Rango de temperaturas dealmacenamiento-30 ... +60 °C

Humedad del aire

20 ... 80 %HR sin condensación

Tipo de protección de lacarcasa (IEC 60529)

IP54Vibración (IEC 60068-2-6)

2G

Datos característicos físicos
PesoDimensiones(largo × ancho × altura)

1630 g253 x 132 x 111 mm

Montaje del trípode

1/4“ - 20UNC

Caja
4
Hasta 10 puntos de medición,detección del punto frío/caliente,medición por zona
hasta 5 veces (mín./máx. y promedio),isotermas y valores de alarma

dentro de la UE, fuera 9 Hz
Sonda de humedad por radio solo en UE, Noruega, Suiza, EE.UU., Canadá,Colombia, Turquía, Brasil, México, Nueva Zelanda, Indonesia*** con excepción de EE.UU., China y Japón**** Bluetooth solo en la UE, Noruega, Suiza, EE.UU., Canadá, Colombia, Turquía,Japón, Rusia, Ucrania, India, Australia

ABS

Software para PC
Requisitos del sistema

Windows 11, Windows 10, Windows
Vista, Windows 7 (Service Pack 1),
Windows 8, interfaz USB 2.0

Normas, revisiones
Normativa UE
4 Incluido en el suministro

2004/108/CE(4) opcional

testo 890

Descripción de los modelos

testo 890

Set testo 890

640 x 480 pixeles

Sensibilidad térmica (NETD)< 40 mK

Rango de medición-30 ... +650 °C

Frecuencia de actualización

0985 8854/TT/I/02.2024

Resolución infrarroja

33 Hz*

SuperResolution

4

4

25° x 19° Objetivo

(4)

(4)

Teleobjetivo 15° × 11°*****(4)

4

Superteleobjetivo 6.6° x 5° *****(4)

4

Enfoque automático

4

4

Medición de alta temperatura hasta 1200 °C

(4)

(4)

Asistente para imágenes panorámicas

4

4

SiteRecognition (reconocimiento de situación de medición
con gestión de imágenes)

4

4Marcador láser**4

4Visualización de la distribución de humedad superficial(mediante entrada manual)

44Medición de humedad con sonda de humedad por radio***(transmisión automática de lecturas en tiempo real)

(4)

(4)

Interfaz HDMI

4

4FeverDetection

(4)

(4)

Paquete de análisis de procesos: Grabación de secuencia
de imágenes en el instrumento y medición de vídeo
completamente radiométrica

(4)

(4)

Grabación de voz mediante auriculares con micrófono****44Modo Solar44Filtro protector para la lente(4)4Batería adicional(4)4Cargador rápido

(4)4

4 Incluido en el suministro(4) opcional***

dentro de la UE, fuera 9 Hz
con excepción de EE.UU., Chinay Japón*** Sonda de humedad por radio solo en UE,Noruega, Suiza, EE.UU., Canadá, Colombia,Turquía, Brasil, México, Nueva Zelanda, Indonesia**** Bluetooth solo en la UE, Noruega, Suiza, EE.UU.,
Canadá, Colombia, Turquía, Japón, Rusia,Ucrania, India, Australia***** Depende del equipamiento del set seleccionado

www.testo.com

Reservado el derecho a modificaciones, también de carácter técnico.

Características