強震計測装置
気象庁検定品STR-420 型

ダムや水門、橋梁、ビル、工場など大規模構造物の安全管理に◆大規模構造物に国土交通省が推奨する強震計測装置の仕様に基づいて設計され、ダム、水門、橋梁、ビル、工場、公共施設、ライフラインなどの構造物に最適です。

◆複数の計測部を接続可能

1 台の処理部に複数の計測部を接続可能にした気象庁検定対応の計測震度計です。通信インターフェースを利用し、様々なシステム構築が可能です。

１台の処理部に最大３台（９チャンネル）の計測部を接続し、地震動の加速度を計測して、計測震度、ＳＩ値、加速度応答値、速度応答値、水平及び鉛直成分の最大加速度等の算出を行うとともに、演算データや地震波形を表示、印刷、記録する機能と、そのデータを上位システムに通報するための通信機能を備えています。

◆シーンに応じた判定機能
複数計測部の計測データを基に、ＡＮＤ、ＯＲの条件判定出力が可能です。３台の計測部を接続した場合は、多数決判定が可能です。

◆気象庁検定品
計測震度計として気象庁検定に対応することが可能です。

処理部 STR-420

主な機能

計測部 SAS-420●計測部には、２４ビット分解能デルタシグマ型Ａ／Ｄコンバータを採用、１３０ｄＢ以上の高ダイナミックレンジを実現し、広範囲な計測データが高精度で得られます。
●１台の処理部に最大３台（９チャンネル）の計測部が接続可能です。
●計測震度、ＳＩ値、加速度応答値、速度応答値、水平及び鉛直成分の最大加速度等を１秒ごとに演算し出力しますので、Ｓ波到達直後に、震度、ＳＩ値の出力が可能です。
●複数計測部の計測データを基に、ＡＮＤ、ＯＲの条件判定出力が可能です。
３台の計測部を接続した場合は、２ｏｕｔｏｆ３の多数決判定が可能です。
●２ＧＢのコンパクトフラッシュカードに対応し、地震情報、波形データの長時間記録が可能です。
●ＵＳＢポートを有し、観測したデータをＵＳＢメモリで取得可能です。
●自己診断機能を有し、手動、リモート操作及び定期的な自動診断が可能です。
●タッチパネル型５．
７インチカラー液晶ディスプレイを搭載し、対話形式によるデータ表示や設定操作が可能です。
●内蔵プリンタを搭載し各種設定情報、地震情報が印刷可能です。
●ＧＰＳレシーバによる時刻校正機能を有し、時刻精度の高い計測データが得られます。
●内蔵バックアップバッテリにより停電時２時間以上の動作が可能です。
●外部通信出力としてイーサネットポートおよびシリアルポートを有します。
●外部表示器用データ通信出力としてシリアルポートを有します。
●計測震度計として気象庁検定に対応することが可能です。

仕様

外形寸法図

計測部 SAS-420 仕様

計測部 SAS-420

項

目

仕様

水平成分 4000gal、鉛直成分 3000gal

センサー分解能0.5mgal

分解能

24 ビットRS-422・無手順

電源

約 DC15V（処理部より供給）

消費電力

約 4.5W［2４］

デジタル伝送方式・伝送手順

４-φ6×11L ［長丸穴］
強震計測装置

周囲温度：−10℃〜＋50℃

4

相対湿度：100% 以下（結露しないこと）

防水性
JIS C 0920 保護等級7
外形寸法 （突起部除く） (∅)279mm×(H)95mm
質量約 4.6kg

保護装置

信号、電源ラインにアレスタ内蔵

計測部コネクタ

16Pin 防水コネクタ

STR-420100

動作環境条件一般仕様

DC 〜 40Hz

出力方式

24

通信部

100Hz
95A/D 変換部 サンプル周波数
測定周波数

N350

加速度測定範囲279

フォースバランスサーボ型加速度セン
検出器方式
計測部 SAS-361
仕様サー
感震器
チャンネル数
3 成分（水平 2 成分、鉛直 1 成分）

144

類

処理部 STR-420

30

分

［３４］

STR-420型

強震計測装置465
29422

29（単位：mm）

機器構成例

処理部 STR-420 仕様
分類

項制御部

仕目

ＣＰＵ
ＲＡＭ
計測部接続数
起動検出方式
起動・停止部 震地震判定方式

起動周波数範囲

様

32bitCPU
256MB

計測部1SAS-420

最大 3 台
計測部毎に 3 成分合成加速度の起動レベ
ル超過判定
各計測部の判定結果に対し AND 又は ORが設定可能

GPSアンテナ（オプション）

0.05 〜 5.0Hz(-3dB)、0.30 〜 10.0Hz(-3dB) から選択、ハイパス -6dB/oct、ローパス -12dB/oct

時計部

校正方式

GPS 時刻による補正機能有り
校正時精度 ±5msec 以内

記録部

媒体

2GB CF カード

外部出力

出力種別

RS-232C×1、RS-422×1、LAN×2、USB×1

ディスプレイ

タッチパネル付カラー LCD（5.7 インチ）

解像度

640×480 ドット

記録内容

観測時刻、震度階、鉛直成分最大加速度、水平成分合成最大加速度、3 成分合成最大加速度、計測震度 ( 気象庁方式アルゴ
リズム準拠 )、SI 値 ( 国土交通省方式 )

表示部

印刷部

一般仕様

計測部2SAS-420

処理部STR-420

その他のオプション●計測部中継ボックス（ケーブル２ｍ付）SCB-105●計測部保護カバー SAC-362●ＥＩＡラック取付金具
計測部3SAS-420（オプション）●ＧＰＳアンテナ●ＧＰＳアンテナ用ポール（0.3m）●ＧＰＳ避雷器●計測震度計気象庁検定

記録方式

感熱ラインドット方式

電源AC100V±10%、50/60Hz、単相消費電力

40W( 計測部 3 台接続、非充電時 )85W( 計測部 3 台接続、充電時最大 )

停電対策

停電補償動作 2 時間以上
（計測部 2 台接続時）●ご使用の際には、取扱説明書を必ずお読みの上、それに従って、適切な操作を行ってください。

周囲温度：0℃〜 +40℃が多く、予測が困難な事態が起こる可能性があります。そのため、本機の性能は、すべての相対湿度：90% 以下（結露しないこと）

地震発生時に、地震の速報を検知して早期警報を行うことを 100% 保証するものではありま

動作環境条件
外形寸法 ( 突起部除く )(W)422mm×(H)144mm×(D)350mm

質量

約 8.7kg

安全なご使用のために●地震の発生メカニズムは、現在の科学技術水準においても、まだまだ解明されていない要素せん。本機の動作結果が間接的に地震発生時の損害の要因につながったと後日判断された場
合にも、当社はその賠償責任は負いかねますことを、予めご了解の上ご使用ください。

●本機の仕様や外観デザインなどは、改良のために予告なく変更することがあります。
●本カタログの製品写真と実機の色彩とでは、印刷の都合により多少の差異が生じる場合があります。

■ 製造発売元

本 社

URL：http://www.tacy.co.jp/

取扱店

東京都中野区中央 2 丁目 48 番 5 号 TEL03(3227)3361（代）

本 社 営 業 部 TEL03(3227)9255（代） 福 岡 営 業 所 TEL092（472）6207（代）
大 阪 営 業 所 TEL06(6363)8991（代） 長 野 営 業 所 TEL0267（82）7344（代）名古屋営業所 TEL052(582)8201（代） 高 崎 営 業 所 TEL027（327）2321（代）
長野第一工場・長野第二工場・長野第三工場・長野技術棟
海外事業所：上海駐在員事務所● このカタログの内容は、2015 年 12 月中旬のものです。

1512・Z・500 Tacy-KT