Phoenix
V|tome|x S240 microCT
Das vielseitige radiografische 2D- und3D-CT-System für industrielle Inspektion mithoher Auflösung, verbesserten Funktionen
und optimiertem Design.

Phoenix V|tome|x S240

Phoenix V|tome|x S240 Dual|tube(+180 kV nanoCT®)Inspektion mit Präzision
und Effizienz.
Das meist verkaufte Industrie-CT-Hochleistungssystem
Bei der Markteinführung im Jahre 2003 war der Phoenix V|tome|x S das erste micro- und nanoCT®System in Laborgröße mit hoher Auflösung. Mit seiner Dual|tube-Konfigurationsoption wurde diesesSystem mit ca. 500 Installationen in Forschungsinstituten und Qualitätslaboren auf der ganzen
Welt, schnell zum meist verkauften CT-System dieser Art weltweit.
Mit der jetzt verfügbaren nächsten Generation dieses zukunftsweisenden Systems profitieren
Kunden von der beispiellosen Vielseitigkeit dieses 2D-Inspektions- und 3D-CT-Systems, das einehohe Auflösung, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit mit einem hervorragenden PreisLeistungsverhältnis kombiniert.

Das neue Phoenix V|tome|x S240 microCTSystem deckt eine große Auswahl vonApplikationsfunktionen ab:

Interne Analyse vonDefekten

3D-Analyse vonquantitativer
Porosität

Flexible
2D-Röntgeninspektion

Strukturanalysevon Werkstoffen

Montagekontrolle

Soll-/Ist-Vergleich
von CAD-Daten

Schneller Scannen
und mehr sehen.
Der Phoenix V|tome|x S240 ist eines der wenigen CTSysteme weltweit, welches die hocheffiziente Dynamic
41-Detektortechnologie mit High-flux|target kombiniert –dadurch wird eine hohe Bildqualität beim viel schnelleren
Scannen oder eine verbesserte Genauigkeit und eine
wahrhaftig revolutionierende Inspektion ermöglicht.
Mit unseren zahlreichen Konfigurationen und optionalen
Tools helfen wir Ihnen, Ihre Produktionsziele bezüglich
hohem Durchsatz mit extrem hoher Genauigkeit zu erfüllen.
Mit High-flux|target und Strahlungshärtungskorrektur vonmehreren Werkstoffen für eine verbesserte Bildqualität
kann die Detektionswahrscheinlichkeit (POD) effizient undeinfach erhöht werden.

Dual|tube•Schnelles
und einfaches Umschalten
zwischen micro- und nanofocusRöntgenröhre.

41 Digitaldetektor•HochDynamic
dynamischer großer
16’’ Digitaldetektor.

DXR S100 Pro Detektor•Optionaler
100 μm Pixel Detektor fürInspektion mit höchster Auflösung.

High-flux|target•Verbesserung
der Effizienz mit

schnelleren microCT-Scans oder
verdoppelter Auflösung dank mehr
Leistung auf einem kleinerem Brennfleck.

•ScanHelix|CT
mit verbesserter Bildqualität zur

einfachen und effizienten Erhöhung derDetektionswahrscheinlichkeit (POD).

Offset|CT•Scannen
von noch größeren Teilen

mit einem Scanvolumen, das bis zu
100 % größer ist.

•DasStrahlaufhärtungskorrektur
Multi|bhc Tool korrigiert
Strahlaufhärtungs-Artefakte, dietypischerweise als dunkle Streifen
zwischen dichten Bereichen in
Multimaterialproben auftreten.

Phoenix Datos|x CT-Software•Vollständige
einfache Automatisierung

Ihrer Datenerfassung, Volumenverarbeitung
und Auswertung.

Vollständige 2D-Untersuchung•Zusätzliche
Manipulator-Neigungsachse(+/–45°) für eine vollständig flexible
radiografische Inspektion.

Bildoptimierung•DieFlash!
nächste Generation überragender™

Fehlererkennung, optimiert für 2D
Elektronik- und Gussteilinspektion.

Die micro- und nanoCT®Lösung für Ihre spezifischen
Inspektionsaufgaben.
Ganz gleich, ob Sie die Geschwindigkeit, dieDetektionsdetails oder beide erhöhen möchten –der Phoenix V|tome|x S240 kann auf alle industriellenoder wissenschaftlichen 3D-microCT-Aufgaben
formatiert werden. Für eine höhere Flexibilität kannder V|tome|x S240 optional mit sowohl einer 180 kV /20 W Hochleistungs-Nanofokus-Röntgenröhre- alsauch einer 240 kV / 320 W Mikrofokus-Röntgenröhre
ausgestattet werden. Aufgrund dieser einzigartigen
Kombination ist dieses System ein ideales Tool für eine
große Auswahl von Applikationen, von Scans mit extrem
hohen Auflösungen, Werkstoffen mit geringer Absorption
bis hin zu 3D-Analysen von Objekten mit hoherAbsorption mit einem Durchmesser von bis zu 500 mm.

Industrie-3D-NDT

Außer 3D-Analysen mit hoher Auflösung in
F&E und Fehleranalyse-Laboren ermöglicht
diese Maschine eine 3D-Produktionssteuerung
von Spritzgießverfahren, kleinen Gussteilen,
Elektronikbauteilen, Sensoren, Batterien,
komplexen Verbundstoffen und 3D-Druckteilen.
Und mit dem Offset|CT können noch größere
Teile mit einem Scanvolumen, das bis zu 100 %größer ist, gescannt werden.
•Interne Defektanalyse/quantitative 3D-Analyse
von Porosität•

Montagekontrolle•

Strukturanalyse von Werkstoffen

Forschung und Entwicklung

Mit seiner 180 kV nanoCT®-Option mit hoher
Auflösung eröffnet der Phoenix V|tome|x
S240 eine zerstörungsfreie dritte Dimension
für Forschung und Entwicklung bis in den
Submikrometerbereich – ohne dass einePräparation, Schliffe, Beschichtungen oderVakuumbehandlungen erforderlich sind.

Fortschrittliche Tools fürFlexibilität, Präzision undBenutzerfreundlichkeit.

Waygate Technologies bietet zahlreiche Optionen zur Erhöhung der Qualität undProduktivität Ihrer CT-Scans.
Dual|tube CT

Der V|tome|x S240 kann zur Erweiterung desApplikationsbereichs für Forschungs- undElektronik-Inspektionsaufgaben optional mit
einer zusätzlichen 180 kV HochleistungsNanofokus-Röntgenröhre ausgestattet werden,
was nanoCT® mit einer besten Detailerkennbarkeit
von 200 Nanometern ermöglicht. Innerhalbweniger Minuten per Knopfdruck werden dieRöhren automatisch ausgewechselt.

Helix|CT

Der Phoenix V|tome|x S240 ist in der Lage Helix|CTScans durchzuführen, wobei die Probe spiralförmig
im Röntgenstrahl hochgefahren wird. Dadurch
können längere Teile schneller gescannt werden,
und die Notwendigkeit entfällt, die Ergebnisse
mehrerer Teilscans anschließend zusammen zufügen. Andererseits erlaubt diese Scantechnik durch
das Eliminieren von Artefakten auf horizontalen
Oberflächen und in den ÜberlappungsbereichenBereichen wesentlich bessere Ergebnisse.

Herkömmliche CTOffset|CTMit ihrer Offset|CT-Scan-Funktion können
kompakte CT-Systeme wie V|tome|x S240 größere
Werkstücke als je zuvor oder Werkstücke gleicher
Größe mit einer höheren Auflösung scannen.
ObjektRöntgenquelle

höhereAuflösungDetektor

Größeres
Werkstück

Click&measure|CT

Helix|CT

Ihre gesamte CT-Prozesskette kann per Knopfdruckvollständig automatisiert werden. Dadurch werden
der Zeitaufwand und der Einfluss des Bedieners
reduziert, während gleichzeitig die Produktivität undReproduzierbarkeit Ihrer CT-Ergebnisse drastischerhöht werden.

Messen mit Durchblick
Zerstörungsfreie CT-basierte Koordinatenmessung
Wenn komplexe Werkstücke mit
Hinter-schnitten oder schwer zugänglichen
Oberflächen gemessen werden sollen, bietet
3D-CT im Vergleich zu herkömmlichen taktilenoder optischen Koordinatenmessmaschinen(CMM) große Vorteile.

•••
•
•

Soll-/Ist-Vergleich von CAD-Daten
Dimensionale Messungen/Analyse der Wandstärke
Erstmusterprüfung
Werkzeugkorrektur
Reverse EngineeringAllgemeine technische Daten
Phoenix V|tome|x S240
Röntgenröhren-Typ

Offene Hochleistungs-Mikrofokus-Direktröntgenröhre, geschlossenes Kühlwassersystem
Optionale zusätzliche (offene) Nanofokus-Röntgenröhre mit hoher Übertragungsleistung

Maximale Spannung/Strom240 kV/320 W
Dual|tube-Option für nanoCT®: zusätzliche 180 kV / 20 W Hochleistungs-Nanofokus-Röhre
mit Diamond|window und und einfachem Röhrenwechsel per Knopfdruck

Geometrische Vergrößerung (3D)

1,39-fach bis 100-fach; bis zu 400-fach mit Nanofokus-RöhreDetailerkennbarkeit

Bis zu < 1 µm (Mikrofokus-Röhre); optional bis zu 0,2 µm (Nanofokus-Röhre)Voxelgröße (min.)Bis zu 2 µm (Mikrofokus-Röhre)Optional bis zu < 1 µm (Nanofokus-Röhre)Detektortyp(Alle gemäß US ASTM E2597Standard)

Temperaturstabilisierter Dynamic 41|200p+ Großflächen-Detektor mit hervorragender
Bild- und Ergebnisqualität, 410 x 410 mm (16 Zoll x 16 Zoll), Pixelgröße von 200 µm,2.036 x 2.036 Pixel (4 MP), extrem hoher Dynamikbereich > 10.000:1
Optionaler temperaturstabilisierter digitaler DXR-Detektor, 200 µm Pixelgröße, 1.000 x 1.000 Pixel,
200 x 200 mm (8 zoll), 2fache virtuelle Messbereichserweiterung
Optionaler DXR S100 Pro Detektor, 100 µm Pixelgröße, 2,500 x 3,000 Pixels für hervorragende
Auflösung und außergewöhnliche Fehlererkennung auf 300 x 250 Millimetern Fläche - optional
mit 1.3facher virtueller Messbereichserweiterung

Manipulation

5-Achsen-Metall-Präzisionsmanipulator, optimierte Bauweise für eine hohemechanische Stabilität

Fokus-Detektor-Abstand

800 mm (8-Zoll-Detektor + IMR) und 940 mm (16-Zoll-Detektor)

Maximaler
Probendurchmesser x Höhe

Max. 3D-Scan-Größe bis zu einem Durchmesser von 425 mm x 360 mm mit Offset|CT(16 Zoll), max. Durchmesser von 500 mm x 275 mm mit optionalem Offset|CT-Detektor (8 Zoll)

Maximales Probengewicht

10 kg

Maximaler FokusObjekt-Abstand

580 mm (Mikrofokus-Röhre)

Systemabmessungen
BxHxT

2.550 mm x 1.905 mm x 1.275 mm

Gewicht des Systems

ca. 4.550 kg (ohne externe Komponenten)

Temperaturstabilisierung

Aktive Röntgenröhrenkühlung und temperaturstabilisierter Detektor

Optionales High-flux|target

Doppelt so schnelle CT-Scans oder doppelte Auflösung; Röntgeninspektionsleistungvon bis zu 100 W

Optionales
2D-Inspektionspaket

Dreh-Kippeinehit für 2D Inspektion von Proben bis 10 kg sowie X|act 2D Inspektionssoftware inkl.
branchenführender intelligenter Flash!™ Bildverbesserungstechnologie für optimierte Fehlerdetektion

Optionale Metrology|edition(auch Upgrade-Option)

Phoenix Datos|x CT-Softwarepaket „Metrologie“

Optionale Helix|CT undOffset|CT

Fortschrittliche Scanning-Trajektorien für ein höheres Scanning-Volumen und eine bessere Datenqualität:
Helix|CT für das Scannen von langen Teilen mit weniger Artefakten und einer besseren Qualität, Offset|CT
zum Scannen von größeren Teilen oder Teilen mit gleicher Größe mit einer hohen Auflösung

2 Kalibrierungsobjekte

Optionale Click&measure|CT

Optionale vollständig automatisierte CT-Prozesskette

SoftwarePhoenix Datos|x 3D-Computertomografieerfassungs- und Rekonstruktions-Software. Verschiedene
3D-Auswertungs-Softwarepakete für die 3D-Metrologie, Fehler- oder Strukturanalyse auf AnfrageStrahlungsschutz

Vollschutzgerät ohne Bauartzulassung nach deutscher StrSchV/StrSchG und in Übereinstimmung
mit dem französischen NFC 74 100 und dem US-Leistungsstandard 21 CFR Unterkapitel J. Für den
Betrieb können weitere behördliche Genehmigungen erforderlich sein

Eine Partnerschaft für eineverbesserte Leistung.
Das ausgezeichnete Preis-Leistungsverhältnis des vielseitigen Phoenix
V|tome|x S240 ist nur ein Beispiel dafür, wie Waygate Technologies zu
effizienteren wissenschaftlichen Forschungs- sowie Qualitätssicherungsund Fertigungsverfahren beiträgt. Mit unserer umfassenden Präzisions-CTProduktlinie, zukunftsweisende Innovationen und Expertendienstleistungendienen wir mit unserem globalen Service-Netzwerk der Verbesserung derPräzision und Produktivität Ihrer Betriebsabläufe.

WaygateTechnologies

Niels-Bohr-Str. 731515 Wunstorf
Tel.: +49 5031 172 100
Fax: +49 5031 172 299
E-Mail: phoenix-info@bakerhughes.com

Waygate Technologies USA LP

Customer Solutions Center Cincinnati
11988 Tramway Drive
Cincinnati Ohio 45039
USATel.: +1 513 996 7505
E-Mail: csc.cincinnati@bakerhughes.com

Für detailliertere Informationen oder um eine Demo anzufordern, besuchen Sie bitte unsere Website
oder kontaktieren Sie uns.

waygate-tech.com
Copyright 2021 Baker Hughes Company. Alle Rechte vorbehalten
BHCS38474 		

(11/2021)