‫محلل جودة الطاقة‬‫‪KEW 6315‬‬‫تسجيل متزامن لقياسات جودة الطاقة والطاقة‪،‬‬‫األداة المثالية لتحسين إستهالك الطاقة والتحكم في‬‫جودة الطاقة‪.‬‬‫‪ ‬جودة متزامنة للطاقة والطاقة قياسات‬‫يتم تسجيل الطاقة ‪ /‬التوافقيات ‪ /‬الشكل الموجي ‪ /‬جودة‬‫الطاقة في جميع القنوات الجهد ‪ 3ch 4ch‬تيار‬‫‪ ‬وظائف الدعم المفيدة‬‫دليل البدء السريع وفحص األسالك واكتشاف المستشعر‬‫لقياس سهل وموثوق‬‫‪ ‬قياس عالي الدقة‬‫‪( ±0.3%rdg‬طاقة)‪،‬‬‫دقة مضمونة‪:‬‬‫‪( ±0.2%rdg‬الجهد‪ /‬التيار)‬‫يتوافق مع المعيار الدولي ‪ IEC 61000-4-30‬الفئة ‪S‬‬‫والمعيار األوروبي ‪EN 50160‬‬‫‪ ‬جهاز مراقبة عن بعد على جهاز الكمبيوتر و ™‪Android‬‬‫يمكن التحقق عن بعد من القياس في الوقت الحقيقي عبر اتصال‬‫®‪ .Bluetooth‬يمكن حفظ البيانات المسجلة في بطاقة ‪ SD‬المتوفرة‬‫يمكن إنشاء تقرير ‪ EN 50160‬بعد القياس بواسطة برنامج الكمبيوتر‪.‬‬‫‪ ‬أجهزة االستشعار الحالية المشبك المختلفة‬‫تتوفر أنواع مختلفة من أجهزة االستشعار الالمعة والمرونة‪ :‬من‬‫نطاق ‪ 1000mA‬يصل إلى ‪ 3000A‬وقياسات تسرب األرض‬‫‪ ‬التحقق من استهالك الطاقة في الموقع‬‫رسومات بيانية لالتجاهات والطلب للتعرف السهل عليها‪.‬‬‫‪ ‬شاشة عرض ملونة ذات دقة عالية‬‫‪IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V / CAT Ⅱ 1000V ‬‬‫تسجيل متزامن لجميع مستويات الطاقة وجودة الطاقة مع سهولة التشغيل‬‫مفتاح ‪ START/STOP‬تشغيل بلمسة واحدة لدليل‬‫البداية السريعة لتوفير أدلة اإلعداد السهل‪.‬‬‫االتصال بالدارة‬‫بدء الدليل‬‫بسهولة وأمان‬‫يبدأ التسجيل‬‫تحديد الفاصل الزمني‬‫فحص األسالك‬‫طباعة الشاشة‬‫●هذه الدالة تأخذ صورة ملونة لشاشة العرض وتحفظها كملف ‪ .BMP‬مفيد‬‫إلنشاء التقرير‪.‬‬‫دليل البداية السريعة‬‫ضبط وقت التسجيل‬‫بدء التسجيل‬‫الطاقة والطاقة‬‫قيمة لحظية‬‫القائمة‬‫تكبير (‪-8‬انقسام)‬‫التكبير(‪-4‬انقسام)‬‫● يقيس الجهد اللحظي ‪ /‬المتوسط ‪ /‬الدقيق ‪ /‬األقصى للجهد والتيار‬‫والطاقة النشطة ‪ /‬التفاعلية ‪ /‬الظاهرة و‪ cosθ‬وتردد الخط‪ ،‬كل‬‫ذلك على شاشة واحدة‪.‬‬‫● يمكن تعيين وقت تسجيل هذه المعلمات من ثانية ‪ 1‬إلى ‪ 2‬ساعة‬‫في عدة خطوات‪.‬‬‫اتجاه‬‫قيمة التكامل‬‫● اتجاه كافة المعلمات الرئيسية ووظائف التكبير المخصصة‪.‬‬‫● وظيفة تحديد حجم بنوك المكثف لوحدة تصحيح ‪.PF‬‬‫● سوف تقوم الشاشة بإدراج الطاقة النشطة‪/‬التفاعلية‪/‬الظاهرية في‬‫المجموع وفي كل مرحلة تستهلك (أو يتم توليدها في حالة الجيل‬‫المشترك مثل األلواح الشمسية‪ ،‬إلى آخر ذلك)‪.‬‬‫● يتم عرض الوقت المنقضي أيضا على نفس شاشة العرض‪.‬‬‫الطلب‬‫جودة الطاقة‬‫حدث‬‫● التضخيم‬‫ويعتبر التضخيم زيادة فورية‬‫في الفولتية‪ ،‬وينشأ معظم‬‫الوقت عن تعطل خط التيار‬‫الرئيسي أو تبديل الحمل‬‫الكبير أو تشغيل المكثف‪.‬‬‫قياس‬‫التغيير في فترة محددة‬‫تغير الطلب‬‫● لدعم التحكم في الطلب‪ ،‬يتم عرض استهالك الطاقة الحالي والقيمة المقدرة على الرسم البياني أثناء‬‫تسجيل أقصى قيمة للطلب والوقت الذي حدث‪.‬‬‫يقيس الجهد الوسائد ‪ /‬االنقطاعات ‪/‬‬
‫الترانزات والتيارات المتدفق التي قد تشير‬‫إلى ضعف نظام توزيع الطاقة‪ .‬وقد تؤدي‬‫هذه الظواهر إلى تلف األجهزة أو إعادة‬‫ضبطها‪ .‬يمكن لمعالج ‪KEW 6315‬‬‫التقاط الضفافات ‪ /‬االنقطاعات والتيارات‬‫المتدفق استنادا إلى نصف دورة‬‫(‪ 10ms @ 50Hz‬أو ‪)8.3ms @ 60Hz‬‬‫صحيح ‪.RMS‬‬‫يتم عرض كافة البيانات الضرورية‬‫بالضغط على مفتاح واحد‪.‬‬‫فحص المتجهات واألسالك‬‫متجه‬‫فحص األسالك‬‫● يمكن عرض الجهد والتيار حسب المتجه لكل ‪ CH‬وأيضا نسبة عدم التوازن‪.‬‬‫متجه مثالي‬‫● الدالة تحقق األسالك تؤكد االتصال وتعرض متجه مثالي (عند الزاوية اليسرى السفلى) طبقا لنظام‬‫األسالك المحدد‪ ،‬وتظهر أخطاء التوصيل‪.‬‬‫محلل جودة الطاقة ‪KEW 6315‬‬‫القياسات في الوقت الحقيقي‬‫وعن بعد‬‫برنامج ‪ Windows‬لتحليل البيانات وإعدادها من‬‫خالل منفذ ‪USB‬‬‫● اإلنشاء التلقائي للرسم البياني والقائمة من البيانات المسجلة‪.‬‬‫● إدارة مركزية لإلعداد والبيانات المسجلة التي يتم الحصول عليها من أجهزة‬‫متعددة‪.‬‬‫● يمكن التعبير عن البيانات في النفط الخام‬‫القيم المعادلة لثاني أكسيد الكربون في التقرير‪.‬‬‫● يمكن عرض القياسات‬‫بالرسومات على أجهزة‬‫™‪ Android‬أو على جهاز‬‫الكمبيوتر في الوقت‬‫الفعلي من خالل اتصال‬‫®‪.Bluetooth‬‬‫〈 متطلبات النظام 〉‬‫● نظام التشغيل‪WindowsⓇ 11/10 :‬‬‫● شاشة العرض‪(XGA :‬دقة ‪ 1024×768‬نقطة) أو أكثر‬‫● مساحة القرص الثابت المطلوبة‪ 1Gbyte :‬أو أكثر‬‫● أخرى‪:‬مع محر‪،CD-ROM USB‬‬‫‪ 4.6.1( .NET Framework‬أو أحدث)‬‫※ ®‪ Windows‬هي عالمة تجارية مسجلة لشركة ‪ Microsoft‬في الواليات المتحدة‪.‬‬‫‪for POWER QUALITY‬‬‫‪ANALYZER‬‬‫‪KEW 6315‬‬‫‪Copyright‬‬‫‪KYORITSU ELECTRICAL‬‬‫‪INSTRUMENTS WORKS, LTD.‬‬‫‪2013‬‬‫‪KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD. Japan‬‬‫‪www.kew-ltd.co.jp‬‬‫الموجي‬‫● يعرض الجهد والتيار على كل‬‫‪ Ch‬على هيئة موجية‪.‬‬‫● مقياس الجهد الكهربي‪/‬المحور‬‫الحالي ومحور الوقت قابل‬‫للتحديد‪ ،‬كما تتوفر أيضا وظيفة‬‫كاملة النطاق للقياس التلقائي‪.‬‬‫طرفية ‪USB‬‬‫طرفية المخرجات الرقمية‬‫● إخراج المجمع المفتوح (قناة ‪)1‬‬‫تحليل التوافقيات‬‫طرفية إدخال تناظرية‬‫● ‪ 2ch DC100mV / 1000mV, 10V.‬لتسجيل‬‫معلمات إضافية (على سبيل المثال‪ .‬لوكس‪،‬‬‫درجة الحرارة‪ ،‬الرطوبة‪ ،‬إلخ)‪.‬‬‫واجهة بطاقة ‪SD‬‬‫رسم بياني‬‫● يمكن استخدام بطاقات ‪ SD‬التي تصل سعتها إلى ‪2GB‬‬‫● عرض بياني للمكونات التوافقية حتى الترتيب ‪ 50‬للجهد الكهربي‬‫وقت التسجيل المحتمل‬‫عند استخدام سعة ‪ 2GB‬من بطاقة ‪:SD‬‬‫الفاصل الزمني‬‫ثانية‪1‬‬‫دقيقة‪1‬‬‫‪30‬دقيقة‬‫والتيار والطاقة في المجموع وفي كل مرحلة‪.‬‬‫عنصر ‪REC‬‬‫‪+‬التوافقيات‬‫الطاقة‬‫‪3‬أيام‬‫‪13‬يوما‬‫‪3‬أشهر‬‫‪1‬سنة أو أكثر‬‫‪7‬سنة أو أكثر‬‫‪10‬سنوات أو أكثر‬‫● قائمة عرض المحتوى التوافقي وقيمة ‪ RMS‬وزاوية المرحلة لكل‬‫ترتيب‪.‬‬‫● تحليل التيارات التوافقية التي قد تساهم في إلحاق الضرر بمصارف‬‫المكثف لتصحيح ‪ ،PF‬والمحوالت المحولة للتدفئة الزائدة‪/‬الموصالت‬‫ال تعتبر بيانات أحداث جودة الطاقة لتقدير وقت التسجيل‬‫المحتمل‪ .‬وسيتم اختصار الوقت األقصى بتسجيل مثل هذه‬‫األحداث‪.‬‬‫وميض‬‫تم تصميمه خصيصا للوفاء بمعيار ‪IEC 61000-4-15‬‬‫الوميض ظاهرة تعطي انطباعا بعدم ثبات اإلحساس البصري الناتج‬‫عن تغيرات الجهد الدورية الناجمة عن األحمال المتذبذبة عند‬‫استخدام‪ :‬فرن القوس‪ ،‬اللحام البقعي‪ ،‬الرافعة‪ ،‬الحفار‪ ،‬إلخ‪.‬‬‫القائمة‬‫رسم بياني االتجاهات‬‫● يعرض ‪( Pst‬دقيقة‪ )1‬على رسم بياني لالتجاه‪.‬‬‫القائمة‬‫المحايدة‪/‬الكابالت‪ ،‬والفرز غير المرغوب فيه للكاسر‪.‬‬‫● انخفض‬‫واالنخفاضات‪ ،‬كعكس موجة‪ ،‬هي انخفاض فوري للجهد‪ ،‬معظم‬‫الوقت الذي يسببه تحويل الحمولة الكبيرة مثل المحركات أو فشل‬‫خطوط التيار‪.‬‬‫● االنقطاع‬‫واالنقطاع هو انقطاع للتيار الكهربائي عن أي مصدر للتزويد‪ .‬قد‬‫يكون ذلك بسبب عطل في خط الطاقة‪ ،‬مما يؤدي إلى فتح معدات‬‫المبدل‪.‬‬‫● الترانزات‪/‬الجهد الزائد (النبضة)‬‫فالضغط المؤقت هو زيادة سريعة جدا في اللحظات التي يمكن‬‫أن تلحق ضررا خطيرا باألجهزة المتصلة بخط الطاقة‪ .‬وقد يكون‬‫ذلك ناتجا عن أحداث تحويل كهربية مثل عدم إستقرار االتصاالت‬‫بالمرحالت‪ ،‬وتحجيم أجهزة التوقف ولكن أيضا عن طريق اإلنارة‪.‬‬‫يمكن أن تصل ‪ KEW 6315‬إلى الترانزات من ‪.24 μs‬‬‫● التيار المتدفق‬‫التيار المتدفق هو تيار سريع يحدث عندما يتم تشغيل المحركات أو‬‫أحمال المعاوقة الكبيرة أو المنخفضة‪.‬‬‫ثم يستقر التيار بمجرد وصول الحمل إلى ظروف العمل العادية‪.‬‬‫※ يتم تنظيم المنتجات ذات وظائف االتصال في بعض البلدان‪ .‬الرجاء االتصال بنا للشراء‪ .‬يتوفر أيضا ‪ KEW 6315‬مع نوع تعطيل وظيفة اتصال ‪.Bluetooth‬‬‫الملحقات االختيارية‬‫تحميل أجهزة االستشعار المشبك الحالية‬‫‪MODEL 8127 MODEL 8128‬‬‫‪MAX‬‬‫‪φ24‬‬‫‪50A‬‬‫‪MODEL 8126‬‬‫‪MAX‬‬‫‪φ24‬‬‫تحميل تيار أجهزة االستشعار المشبك المرنة‬‫‪φ40‬‬‫‪100A‬‬‫‪MAX‬‬‫‪200A‬‬‫أجهزة استشعار تسرب وحمل التيار‬‫‪KEW 8146‬‬‫‪KEW 8147‬‬‫‪MODEL 8125‬‬‫‪φ40‬‬‫‪MAX‬‬‫‪φ68‬‬‫‪500A‬‬‫وحدة التزويد‬‫بالطاقة محول‬‫‪MODEL 8312‬‬‫‪KEW 8148‬‬‫‪MODEL 8124‬‬‫‪KEW 8135‬‬‫‪KEW 8130‬‬‫‪MAX‬‬‫‪1000A‬‬‫حقيبة حمل مع‬‫مغناطيس‬‫‪MODEL 9132‬‬‫‪φ75‬‬‫‪MAX‬‬‫‪φ110‬‬‫‪50A‬‬‫‪MAX‬‬‫‪φ24‬‬‫‪30A‬‬‫‪φ40‬‬‫‪MAX‬‬‫‪70A‬‬‫‪MAX‬‬‫‪φ170‬‬‫‪1000A‬‬‫‪MAX‬‬‫‪3000A‬‬‫قبل االتصال بالمستشعرات ‪ KEW 8133‬أو ‪ ،KEW 8135‬تأكد من أن إصدار‬‫البرنامج الثابت الداخلي أحدث من اإلصدار المدر ج في الجدول أدناه‪.‬‬‫موديل‬‫‪KEW 8133‬‬‫‪KEW 8135‬‬‫‪φ68‬‬‫‪KEW 8133‬‬‫إصدار البرنامج الثابت‬‫‪ V1.50‬أو إصدار أحدث‬‫‪ V3.00‬أو إصدار أحدث‬‫تتوفر أحدث البرامج الثابتة على موقع الويب الخاص بنا‪.‬‬‫‪MAX‬‬‫‪100A‬‬‫※‪ 8146/8147/8148‬يمكن قياس ما يصل إلى ‪10A‬‬‫هل يمكن إغالق باب لوحة التوزيع أثناء القياس؟‬‫مجموعات األدوات‬‫يسهل ‪ KEW 6315‬االختبار اآلمن بفضل تصميمه المدمج‬‫للغاية وملحقين اختياريين جذابين‪ :‬حقيبة حمل بمغناطيس‬‫(‪ )9132‬لتثبيتها على جوانب العبوات المعدنية ومحول مصدر‬‫الطاقة (‪ )8312‬الذي يأخذ طاقة الجهاز من مصدر اإلمداد‬‫الصورة ‪6315-03 :‬‬‫الذي يتم قياسه‪.‬‬‫‪KEW 6315-01‬‬‫‪KEW 6315 × 1‬‬‫‪MODEL 8125(500A) × 3‬‬‫حقيبة حمل‪MODEL 9125 :‬‬‫‪KEW 6315-03‬‬‫‪KEW 6315-05‬‬‫‪KEW 6315-04‬‬‫‪KEW 6315 × 1‬‬‫‪KEW 6315 × 1‬‬‫‪KEW 6315 × 1‬‬‫‪KEW 8133(3000A) × 3 KEW 8130(1000A) × 4 KEW 8130(1000A) × 3‬‬‫حقيبة حمل‪ MODEL 9135 :‬حقيبة حمل‪ MODEL 9135 :‬حقيبة حمل‪MODEL 9135 :‬‬‫مواصفات‬‫طاقة نشطة‬‫اتصاالت األسالك‬‫‪1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W‬‬‫القياسات و‬‫محددات‬‫الجهد‪ ،‬التيار‪ ،‬التردد‪ ،‬الطاقة النشطة‪ ،‬الطاقة التفاعلية‪ ،‬الطاقة الظاهرة‪ ،‬الطاقة النشطة‪،‬‬‫الطاقة التفاعلية‪ ،‬الطاقة الظاهرة‪ ،‬عامل القدرة (‪ ،)cosθ‬التيار المحايد‪ ،‬الطلب‪ ،‬التوافقيات‪،‬‬‫الجودة (التضخم‪/‬التراجع‪/‬االنقطاع‪ ،‬الترانزات‪/‬الجهد الزائدة والتيار المتدفق وعدم التوازن)‪،‬‬‫حساب المكثف لوحدة تصحيح ‪ ،PF‬وميض‬‫دقة‬‫‪ + ±0.3%rdg±0.2%f.s.‬دقة مستشعر المشبك‬‫(معامل الطاقة ‪ ،1‬موجة جيبية‪ 40 ،‬إلى ‪)70Hz‬‬‫تأثير الطاقة عامل‬‫‪( ±1.0%rdg‬عند القراءة في معامل الطاقة ‪ 0.5‬مقابل معامل الطاقة ‪)1‬‬‫نطاق مقياس التردد‬‫من ‪ 40‬إلى ‪70Hz‬‬‫مصدر الطاقة (خط التيار ‪)AC‬‬‫من ‪ AC100‬إلى ‪ / 240V‬من ‪ 50‬إلى ‪ 7VA / 60Hz‬كحد أقصى‬‫النطاق‬‫‪600.0/1000V‬‬‫مصدر الطاقة (بطارية ‪)DC‬‬‫بطارية قلوية بحجم ‪ LR6 AA‬أو ‪Ni-MH (HR15-51)×6‬‬‫فترة عمل البطارية حوالي ‪ 3‬ساعات (‪ ،LR6‬إضاءة خلفية)‬‫دقة‬‫نطاق ‪( : 600.0V‬موجة جيبية ‪ 40‬إلى ‪)70Hz‬‬‫من ‪ 10%‬إلى ‪ 150%‬مقابل ‪ 100V‬أو أكثر من التيار االسمي ‪ : V‬القيمة االسمية ‪V±0.5%‬‬‫خارج النطاق العلوي‪±0.2%rdg±0.2%f.s. :‬‬‫نطاق ‪( ±0.2%rdg±0.2%f.s. :1000V‬موجة جيبية ‪ 40‬إلى ‪)70Hz‬‬‫الذاكرة الداخلية‬‫ذاكرة فالش (‪)4MB‬‬‫واجهة بطاقة ‪PC‬‬‫بطاقة ‪)2GB( SD‬‬‫واجهة االتصال‬‫®‪USB, Bluetooth‬‬‫الجهد الكهربي (‪)RMS‬‬‫اإلدخال المسموح به‬‫من ‪ 1‬إلى ‪ 120%‬من كل نطاق )‪ 200% .(rms‬من كل نطاق (الذروة)‬‫العرض‬‫)‪ 320 × 240 (RGB‬بكسل‪ ،‬شاشة ‪ TFT‬ملونة مقاس ‪ 3.5‬بوصة‬‫عرض فترة التحديث‬‫ثانية ‪1‬‬‫نطاق العرض‬‫‪ 0.15‬إلى ‪ 130%‬من كل نطاق‬‫نطاق درجة الحرارة والرطوبة‬‫℃‪ ،23±5‬رطوبة نسبية ‪ 85％‬أو أقل(بدون تكاثف)‬‫عامل راحة‬‫‪ 3‬أو أقل‬‫درجة حرارة التشغيل‬‫ونطاق الرطوبة‬‫درجة الحرارة أثناء التخزين‬‫نطاق الرطوبة‬‫المعايير المعمول بها‬‫سرعة أخذ العينات جهد عابر ‪24μs‬‬‫التيار (‪)RMS‬‬‫‪8128‬‬‫‪8127‬‬‫‪8126‬‬‫‪8125‬‬‫‪8124‬‬‫‪8148/8147/8146‬‬‫‪8130‬‬‫‪8133‬‬‫‪8135‬‬‫النطاق‬‫(نوع ‪)50A‬‬‫(نوع ‪)100A‬‬‫(نوع ‪)200A‬‬‫(نوع ‪)500A‬‬‫(نوع ‪)1000A‬‬‫(نوع ‪)10A‬‬‫(نوع ‪)1000A‬‬‫(نوع ‪)3000A‬‬‫(نوع ‪)50A‬‬‫‪5000mA/50.00A/AUTO‬‬‫‪10.00/100.0A/AUTO‬‬‫‪20.00/200.0A/AUTO‬‬‫‪50.00/500.0A/AUTO‬‬‫‪100.0/1000A/AUTO‬‬‫‪1000mA/10.00A/AUTO‬‬‫‪100.0/1000A/AUTO‬‬‫‪300.0/3000A/AUTO‬‬‫‪5000mA/50.00A/AUTO‬‬‫دقة‬‫‪+±0.2%rdg±0.2%f.s.‬دقة مستشعر المشبك (موجة جيبية‪ 40 ،‬إلى ‪)70Hz‬‬‫اإلدخال المسموح به‬‫من ‪ 1‬إلى ‪ 110%‬من كل نطاق )‪ 200% .(rms‬من كل نطاق (الذروة)‬‫نطاق العرض‬‫‪ 0.15‬إلى ‪ 130%‬من كل نطاق‬‫عامل راحة‬‫‪ 3‬أو أقل‬‫ﺗﺤﺬﻳﺮات اﻟﺴﻼﻣﺔ‪:‬‬‫البعد ‪ /‬الوزن‬‫من ‪ 0‬إلى ℃‪ ،45‬الرطوبة النسبية ‪ 85％‬أو أقل(بدون تكاثف)‬‫من ‪ -20‬إلى ℃‪ ،60‬الرطوبة النسبية ‪ 85％‬أو أقل(بدون تكاثف)‬‫‪CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V /‬‬‫‪IEC 61010-1‬‬‫‪ CAT Ⅱ 1000V‬درجة التلوث ‪2‬‬‫‪IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61326, EN 50160‬‬‫‪IEC 61000-4-30 Class S, IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7‬‬‫يلاو ح ‪175 (L) × 120 (W) × 68 (D) mm / 900g‬‬‫‪( 7141B‬مجموعة سلك اختبار الجهد)‪( 7170 ،‬سلك الطاقة [االتحاد األوروبي]) أو ‪( 7240‬سلك‬‫الملحقات‬‫الطاقة [المملكة المتحدة])‪،‬‬‫‪( 7219‬كابل ‪( 8326-02 ،)USB‬بطاقة ‪،)]2GB[ SD‬‬‫‪( 9125‬حقيبة حمل لـ ‪)KEW 6315, KEW 6315-01‬‬‫‪( 9135‬حقيبة حمل لـ ‪،)KEW 6315-03، KEW 6315-04، KEW 6315-05‬‬‫لوحة طرفية اإلدخال×‪،6‬‬‫‪( KEW Windows for KEW6315‬برنامج)‪،‬‬‫دليل سريع‪ ،‬بطارية قلوية بحجم ‪AA (LR6) × 6‬‬‫الملحقات االختيارية‬‫‪( 8124, 8125, 8126, 8127, 8128‬مستشعر تيار تحميل المشبك )‪،‬‬‫‪(8130, 8133, 8135‬مستشعر المشبك المرن)‪،‬‬‫‪(8146, 8147, 8148‬مستشعر مشبك تيار التسرب والحمل)‪،‬‬‫‪( 8312‬محول إمداد الطاقة)‪( 9132 ،‬حقيبة حمل بمغناطيس)‬‫® ‪ Bluetooth‬هي عالمة تجارية مسجلة لشركة ‪.Bluetooth SIG, Inc‬‬‫™‪ Android‬هي عالمة تجارية مسجلة لشركة ‪.Google Inc‬‬‫ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة "ﺗﺤﺬﻳﺮات اﻟﺴﻼﻣﺔ" ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺰود ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ وﻛﺎﻣﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬إن اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﺗﺒﺎع ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻗﺪ‬‫ﻳﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮﻳﻖ أو اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ أو اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ .‬ﻟﺬا‪ ،‬ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎز ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻤﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺠﻬﺪ‬‫اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أداة‪.‬‬‫ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎرات أو اﻟﻄﻠﺒﺎت‪:‬‬‫‪2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan‬‬‫‪Phone:+81-3-3723-0131‬‬‫‪Fax:+81-3-3723-0152‬‬‫● ﺻﺪر ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ .2024‬ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ دون إﺷﻌﺎر‪.‬‬‫‪LC_6315_4_1_Jan24_AD_ar‬‬