取扱説明書

1. 使用上の注意（安全に関する注意）

2. 特

この取扱説明書には、使用される方の危険を避けるための事項および本製品を損傷させずに長期間良好な状態で使用していただくための事柄が書かれていますので、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
 警告●本製品を使用する前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで理解してください。
●製品本来の使用方法および取扱説明書で指定した使用方法を守ってください。
○本製品に表示の  マークは、安全に使用するため取扱説明書を読む必要性を表しています。尚、この  マークには次の3種類がありますので、それぞれの内容に注意してお読みください。
 危険：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性が高い内容を示しています。
 警告：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。
 注意：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
 警告●本製品の分解、改造、代用部品の取り付けは行わないでください。修理・調整が必要な場合は、弊社または販売店宛にお送りください。

 注意●高温多湿、結露するような場所および直射日光の当たる場所に本製品を保存や使用はしないでください。また、必ずレンズ保護カバーをして保管してください。
●本製品の運搬、取り扱いに際しては、振動や落下等の衝撃を避け、本製品が損傷しないよう注意してください。
●クリーニングには、研磨剤や有機溶剤を使用しないで中性洗剤か水に浸した布を使用してください。
●本製品はほこりの多い環境や水のかかる環境下で使用しないでください。
故障の原因になります。

デジタル照度計照度計シリーズ

安全記号

KEW 5204



保証書
KEW 5204
保証期間

ご購入日（月日）より１年間共立製品をお買い上げいただきありがとうございます。保証期間内に正常なご使用状態で万一故障が生じた場合は、保証規定により無償修理をさせていただきます。本書を添付の上ご依頼ください。
お名前

ご住所

ＴＥＬ

〒

◎本保証書に製造番号、ご購入日、およびお名前、ご連絡先をご記入の上、大切に保管してください。
◎本保証書の再発行はいたしません。
◎本保証書は日本国内でのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
保証規定
保証期間内に生じました故障は無償で修理いたします。
ただし、下記事項に該当する場合は対象から除外させていただきます。
1．取扱説明書と異なる不適切な取扱い、または使用方法が原因で発生した故障。
2．お買い上げ後の持ち運びや輸送の間に、落下させるなど異常な衝撃が加わって生じた故障。
3．弊社サービス担当者以外による改造、修理が原因で生じた故障。
4．火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因で生じた故障。
5．傷など外観上の変化。
6．その他弊社の責任と見なされない故障。
7．電池など消耗品の交換、補充。
8．保証書のご提出がない場合。

5-1 ゼロアジャスト
測定の前にゼロアジャストを実施してください。電源ボタンを押して電源を入れます。
光センシングプローブにレンズ保護カバーを付けた状態で、０ADJボタンを押してください。
"CAP-"がLCDディスプレイに自動的に表示されます。
"CAL-"が表示された後、メーターは自動ゼロ調整に入ります。自動ゼロ調整が完了
すると、"CAL-"が消え、"0.0"が表示されます。"0.0"表示を確認後、キャップを外して測定を開始してください。尚、「ERR1」が表示された場合は、カバーが正しく被せてあるか確認して、再度ゼロアジャストを実施してください。
測定が完了したら、もう一度電源ボタンを押して電源を切り、レンズ保護カバーを付けてください。
5-2 測 定光センシングプローブを測定対象物に平行になるように設置し、測定を実施してください。この際、自分の影がセンシングプローブにかからないように注意してください。
このセンシングプローブは、LCDディスプレイに平行または垂直に測定器に固定することができます。また、測定要件に合うようにユニットから取り外すことも可能です。
尚、測定基準面は受光窓ドーム先端です。

様

機種名JIS クラス
受光素子
測定範囲
レンジ
分解能
直線性
斜入射光特性
温度特性
可視域相対分光応答特性●本製品は、JIS A級準拠のデジタル照度計です。
●0.1〜199900ルクスまでの広範囲な測定レンジとオートゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能。
●MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCDの採用

3. 各部の名称／機能説明①レンズ保護カバー②光センシングプローブ③LCDディスプレイ
④電源ボタン：
電源がオンの状態でこのボタンを再度押すと、電源がオフになります。オートパワーオフ機能を無効にするには、ホールドボタンと電源ボタンを押しながら電源を入れてください。
⑤バックライトボタン
このボタンを押すと、LCDバックライトのオン/オフを切り替えることができます。電池の消耗を防ぐため、キー操作を行わない状態が30秒間続いた場合、自動的にバックライトがオフになります。
⑥ホールドボタン
このボタンを押すと、測定データが保持されます。
⑦Max/Minボタン
このボタンを押すと、MAX/MINモードに移行します。この機能は、ボタン押下時から測定値を記録し、最大、最小および現在の読み取り値の3つの値を読み取ることができます。MAX/MINモードを終了するには、このキーを3秒間押し続けてください。
⑧レンジ切換ボタン
このボタンを押すと、以下のオート及び各マニュアルレンジに切り換えることができます。
AUTO, 200, 2000, 20000, 200000 lx⑨０ ADJボタン（使用方法は5．測定方法を参照ください。）⑩バッテリーキャビネットカバー
バッテリーの容量セグメントが1未 満の場 合は、バッテリーを交換する必要があります。バッ
テリーは単3形乾電池が2つ必要です。

応答時間
オートパワーオフ機能
外形寸法
質量
使用電池
使用温湿度範囲
保存温湿度範囲
連続使用可能時間
適合規格
付属品

KEW 5204
JIS C 1609-1:2006 A級 準拠（直線性）
シリコンフォトダイオード
0.0〜199,900 lx
199.9/1,999/19,990/199,900 lx
0.1 lx±4%rdg±5dgt（23℃±2℃基準）10°±1.5% ，30°±3%，60°±10%，80°±30%±5%（23℃基準、０〜40℃の範囲において）標準分光視感効率からの外れ:9%オートレンジ:5s 以下
マニュアルレンジ:2s 以下
30 分
169(L)x63(W)x37(D)mm
210g
単3形乾電池Ｒ６ x 2本
0℃〜40℃,相対湿度80%以下（結露しないこと）-10℃〜60℃,相対湿度70%以下（結露しないこと）
約 80 時間JIS C 1609-1:2006，IEC61326
携帯用ケース，取扱説明書，単3形乾電池×２個●受光面均一性について
センシングプローブ受光面の面内は、受光感度が均一ではありません。照度ムラのある光や、受光窓の一部分に光を入射して面積換算する照度測定では、正しい照度値を得ることができません。
●距離の逆二乗則の成立する距離範囲
測定基準面より100cm以上●標準イルミナントＡに対する照明光源の色補正係数
一般蛍光ランプ F6蛍光ランプ F8蛍光ランプ F10
高圧ナトリウムランプ
メタルハライドランプ H1
メタルハライドランプ H2高圧水銀ランプ●可視域相対分光応答度特性（代表特性）

1.01
1.02
1.03
0.99
1.02
1.01
1.01↷᫂౛ 䠄㻶㻵㻿 㼆㻥㻝㻝㻜㻙㻞㻜㻝㻜ᢤ⢋䠅↷ᗘ⠊ᅖ 䠄䉭㼤䠅㻟㻘㻜㻜㻜㻞㻘㻜㻜㻜㻝㻘㻡㻜㻜㻝㻘㻜㻜㻜㻣㻡㻜஦ົᡤᕤሙ᭩ᗜ䚸ႚⲔᐊ䚸᭦⾰ᐊ಴ᗜ䚸౽ᡤ䚸Ὑ㠃ᡤ㻙㻙⫱ඣᐊ䚸ᚅྜᐊ㠃఍ᐊ䚸እ᮶䛾ᗯୗ᭦⾰ᐊ䚸Ὑ㠃ᡤ䜹䝹䝔ᐊ⑓ᐊ•‣․•‟ ․‟‣‣ ․※折り返しお電話させていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。
※フリーコールをご利用いただけない場合は、03-4540-7570 か最寄りの弊社営業所へおかけください。

㻙㠀ᖖ㝵ẁ㻙㻙䜶䝺䝧䞊䝍䞊䝩䞊䝹ᛂ᥋ᐊ䜶䝇䜹䝺䞊䝍䚸୍⯡㝞ิရ Ὑ㠃ᡤ䚸౽ᡤ║⛉ᬯᐊᗯୗ䚸ఇ᠁ᐊ㻙ၟㄯᐊ䝃䞁䝥䝹䜿䞊䝇䝺䝆䝇䝍䚸ᖒሙ㝵ẁ㝵ẁㄪ⌮ᐊ䚸㣗༟ᚅྜᐊ䚸ᐈᐊὙ㠃ᡤ䚸౽ᡤ⋞㛵䚸ᗯୗධሙๆ኎ሙほᐈᖍ䚸䝻䝡䞊䚸㟁ẼᐊᶵᲔᐊ䚸Ὑ㠃ᡤ⋞㛵䚸ఇ᠁ᐊᫎ෗ᐊ䚸ᗯୗ㻙䝰䝙䝍ᐊ䠄ୖᫎ୰䠅㻙㻙䝰䝙䝍ᐊ䚸㝵ẁዉⴠసᴗሙᡤ㌴ᐤ䛫⋞㛵䚸㣗ᇽㄪ⌮ᐊ䚸ᐈᐊ䚸ᮘ

お客様相談室•‪‫․ ‣‣‟․ ‟…‫‬ᒇෆ㠀ᖖ㝵ẁ㻙デᐹᐊ䚸┳ㆤ፬ᐊ⸆ᒁ䚸ㄪ๣ᐊ୍⯡᳨ᰝᐊ䚸⏕⌮᳨ᰝᐊ䜰䜲䝋䝖䞊䝥ᐊ䚸㟋Ᏻᐊ኎ᗑ䚸ᴦᒇ⨾ᐜ䚸⌮㧥ᗑ㻙㝵ẁ㻙᪑㤋䚸䝩䝔䝹㻙㻝㻡㻙ᗯୗ㔜せ㝞ิ㒊䚸䝺䝆䝇䝍ໟ⿦ྎ㻙๻ሙ䞉ᫎ⏬㤋㻞㻜ᒇෆ㠀ᖖ㝵ẁ㝞ิ䛾᭱㔜せ㒊㣗ᇽ䚸䝺䝇䝖䝷䞁㍍㣧㣗ᗑ㻟㻜䜶䝺䝧䞊䝍䚸ᗯୗㅮᇽ䚸㞟఍ᐊ䝻䝑䜹䞊ᐊὙ㠃ᡤ䚸౽ᡤ䝣䝻䞁䝖䚸ᖒሙ䚸஦ົᐊ

電話受付時間 9:00 〜 12:00、13:00 〜 17:00（土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く）

㻡㻜㻙⿕᭹ᩍᐊ䚸㟁Ꮚィ⟬ᶵᐊᐇ㦂ᐇ⩦ᐊᅗ᭩㜀ぴᐊ䚸ಖ೺ᐊ㼄⥺ᐊ䚸≀⒪ᐊ㐠ືᶵᲔᐊ䚸ᐟ┤ᐊෆど㙾᳨ᰝᐊ䚸㼄⥺㏱どᐊ

営業時間 8:40 〜 12:00、13:00 〜 17:30（土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く）

㻣㻡ไᚚᐊ䚸㟁Ẽᐊฟධཱྀ䚸ᗯୗ✵ㄪᶵᲔᐊ䚸Ὑ㠃ᡤ䚸౽ᡤ ㏻㊰䚸಴ᗜᩍᐊ䚸ᩍ⫋ဨᐊ䚸㣗ᇽయ⫱㤋䚸ᐟ┤ᐊ

測定基準面ご使用に関するお問い合わせは

㻝㻜㻜㝵ẁ
㻙〇ᅗᐊ

㻙

ಖ೺་⒪᪋タၟᗑ୍⯡ඹ㏻஦㡯㻝㻡㻜㝵ẁタィᐊᴟ䜑䛶⣽䛛䛔どసᴗ㻙■ホームページのご案内 www.kew-ltd.co.jp

送付先：〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸４８０㻞㻜㻜ཷ௜䚸㣗ᇽᐟ┤ᐊ఍㆟ᐊ䚸㟁Ꮚィ⟬ᐊᛂ᥋ᐊ䚸Ᏺ⾨ᐊᡭ⾡ᐊᩆᛴᐊ

共立電気計器㻟㻜㻜㻙〇ᅗᐊ●修理・校正を依頼されるにはお買い上げいただいた販売店または弊社サービスセンター修理グループにお送りください。
●製品のご使用に関するお問い合わせは弊社お客様相談室にご連絡ください。
●校正周期について本製品を正しくご使用いただくため、定期的（推奨校正周期１年）に校正することをおすすめいたします。

修理・校正に関するお問い合わせは㻡㻜㻜⋞㛵䝩䞊䝹䠄᫨㛫䠅ᙺဨᐊ㻙

修理を依頼される場合は事前に電池の消耗、ヒューズや測定コードの断線を確認してから輸送中に損傷しないように十分梱包した上で弊社サービスセンターまでお送りください。

92-2349䞉 㻶㻵㻿䛷つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛ሙᡤ䛻䜘䜛↷᫂౛Ꮫᰯ

6. アフターサービス

共立電気計器 サービスセンター 修理グループ

05-18

4. 仕

5. 測定方法

製造番号年

人体および機器を保護するため、取扱説明書を参照する必要がある場合に付いています。
本製品は、WEEE指令（2002／96／EC）マーキング要求に準拠します。
この電気電子製品を一般家庭廃棄物として廃棄してはならないことを示します。

長⤖㧥䚸ẟᰁ䚸䝉䝑䝖䝜䞊䜻䝱䝑䝥ㄪ㧥䚸㢦䛭䜚䚸╔௜Ὑ㧥䚸䝺䝆䝇䝍㝵ẁᐗ఍ሙ䚸ᗈ㛫䚸䝻䝡䞊Ὑ㠃ᡤ䚸౽ᡤ䚸⬺⾰ᐊ㻙ᗑෆ౽ᡤ㻙ᫎ෗ᐊ
䠄ୖᫎ୰䠅

ᗞ䛾㔜Ⅼ
㻙

ፗᴦᐊ䚸ᐈᐊᗯୗ䚸ᾎᐊ㝵ẁᗯୗ↷ᗘ䜢つไ䛧䛯ἲ௧
ປാᏳ඲⾨⏕つ๎䞉஦ົᡤ⾨⏕ᇶ‽つ๎䞉⌮ᐜᖌ᪋⾜つ๎䞉㢼಑Ⴀᴗྲྀ⥾ἲ䞉ᾘ㜵ἲ᪋ᕤ௧䞉ᘓ⠏ᇶ‽ἲ᪋ᕤ௧➼䛜䛒䜚䚸ྛ䚻䛾ሙᡤ䛷䛾ἲᐃ↷ᗘ䛜つᐃ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹㻙