Kamera termowizyjna

testo 890 – kamera dlanajbardziej wymagającychRozdzielczość detektora 640x480 pikseli
SuperResolution - rozdzielczość 1280x960 pikseli
Czułość termiczna ˂40 mKRuchoma rękojeść i obrotowy wyświetlacz
Wymienne obiektywy°C

Specjalny tryb pomiaru do wykrywania obszarów
zagrożonych powstawaniem zawilgoceń i pleśni
Pomiar wysokiej temperatury do 1200 °C
Asystent obrazu panoramicznego
Technologia SiteRecognition
W pełni radiometryczny pomiar video z funkcją rejestracji+ nagrywanie sekwencyjne

Kamera termowizyjna testo 890 zapewnia wyjątkową jakośćDodatkowo zaletą testo 890 jest możliwość zastosowania

obrazu dla najwyższych wymagań termowizyjnych. Dziękitechnologii w pełni radiometrycznego pomiaru video

detektorowi o rozdzielczości 640x480 pikseli i funkcji

pozwalającego na zarejestrowanie szczegółowego filmu

SuperResolution pozwala na rejestrację zdjęć termowizyjnych

poklatkowego (25 klatek/s) z wykonywanego pomiaruz rozdzielczością 1280x960pikseli. Oznacza to możliwość

termowizyjnego. Dzięki temu użytkownik staje przed unikalną

precyzyjnego pomiaru zarówno

drobnych elementówmożliwością analizy każdego z obrazów (klatka po klatce) a takżepodzespołów elektronicznych, jak również obiektów

uchwycenie nawet najmniejszych zmian temperaturowych

znacznie oddalonych od miejsca przeprowadzenia pomiaru.

na każdym pikselu badanego obiektu w funkcji czasu.

www.testo.com.pltesto 890

Dane zamówieniowe
testo 890 kamera termowizyjna

Nr kat.

Kamera termowizyjna testo 890 z technologią SuperResolution z jednym obiektywem (do wyboru: 42°, 25° i 15°)w solidnej walizce transportowej wraz z kartą SD, przewodem USB, paskiem transportowym, ściereczką doczyszczenia obiektywu, zasilaczem sieciowym, akumulatorem litowo-jonowym i zestawem słuchawkowym.

0563 0890 X1

Kamera termowizyjna testo 890 z technologią SuperResolution, obiektywem 6,6° x 5° w solidnej walizcetransportowej wraz z kartą SD, przewodem USB, paskiem transportowym, ściereczką do czyszczenia
obiektywu, zasilaczem sieciowym, akumulatorem litowo-jonowym i zestawemi.

0563 0890 X4

testo 890 zestawy z
wymiennymi obiektywami
Kompletny zestaw w solidnej walizce transportowej wraz zkartą SD, przewodem USB, paskiem transportowym,
ściereczką do czyszczenia obiektywu, zasilaczem sieciowym,
dwoma akumulatorami litowo-jonowymi, zestawem
słuchawkowym, futerałem na obiektyw, szkłem ochronnym iszybką ładowarką. Obiektywy do wyboru:42°; 25°; 15°.

Nr kat.

testo 890-2 zestaw z dwoma obiektywami - reszta komponentów jak wyżej

0563 0890 X2

testo 890-2 zestaw z trzema obiektywami - reszta komponentów jak wyżej

0563 0890 X3

testo 890-2 zestaw obiektywem 6.6° x 5° oraz jednym obiektywem do wyboru - reszta komponentów jak wyżej

0563 0890 X5

testo 890-2 zestaw obiektywem 6.6° x 5° oraz dwoma obiektywami do wyboru - reszta komponentów jak wyżej

0563 0890 X6

Akcesoria
Kod1)

Nr kat.

SuperResolution. Czterokrotnie wyższa rozdzielczość dla jeszcze dokładniejszej analizy
obrazów termicznych.

S10554 7806

Szkło ochronne na obiektyw. Specjalne ochronne szkło dla optymalnej ochrony
obiektywu przed kurzem i zadrapaniami.

F10554 0289

Dodatkowy akumulator. Dodatkowy akumulator jonowo-litowy dla dłuższego czasu pracy.

G10554 8852

Szybka ładowarka do akumulatora. Stacja ładująca z portami dla dwóch akumulatorów
pozwalająca zoptymalizować czas ładowania.

H10554 8851

Pomiar wysokiej temperatury do +1200 °C.

I12)

Pomiar wilgotności 3).

E12)

Wymienny obiektyw 15° x 11°.

D12)

Wymienny obiektyw 25° x 19°.

O2

2)

Wymienny obiektyw 6.6° x 5°.

T22)

W pełni radiometryczny pomiar video z funkcją rejestracji + nagrywanie sekwencyjne.

V10554 8902

FeverDetection

J12)Taśma samoprzylepna o określonej emisyjności. Taśma samoprzylepna, (rolka, d.: 10 m, sz.: 25 mm),e = 0.95, odporna na temperaturę do +250 °C.
Certyfikat kalibracji ISO.
Punkt kalibracji 0 °C, +25 °C, +50 °C

0520 0489 4)

Certfikat kalibracji ISO.
Punkty kalibracji 0 °C, +100 °C, +200 °C

0520 0490 4)

Certfikat kalibracji ISO.
Dowolne ustawialne punkty kalibracji w zakresie -18 do +250 °C

0520 0495 4)

Przy zamówieniu jako zestaw wyjściowy, wszystkie akcesoria spakowane
są bezpośrednio w walizce.
Przykład: testo 890-1 w standardzie ochronne szkło obiektywu i SuperResolution:
Nr kat. 0563 0890 V1 F1 S1
2)
Prosimy o kontakt z naszą obsługą klienta.
1)0554 0051

3)

4)

Bezprzewodowe sondy wilgotności tylko w UE, Norwegii, Szwajcarii, USA,Kanadzie, Kolumbii, Turcji, Brazylii, Chilie, Meksyku, Nowej Zelandii, Indonezji.
Na obiektyw.

testo 890

Dane techniczne

Obraz termowizyjny

Wyposażenie kamery
640 x 480 pikseli

Aparat cyfrowy

Czułość termiczna (NETD)

˂ 40 mK przy +30 °C

Wersje obiektywu

Pole widzenia/ minimalnaodległość ogniskowa(Wersja obiektywu)

42° x 32° / 0.1 m
25° x 19° / 0.2 m
15° x 11° / 0.5 m
6,6° x 5° / 2 m
1.13 mrad (42° x 32°)
0.68 mrad (25° x 19°)0.42 mrad (15° x 11°)0.18 mrad (6,6° x 5°)

Rodzaj detektora

Rozdzielczość
geometryczna (IFOV)(Wersja obiektywu)
SuperResolution (pikseli /IFOV)Częstotliwość odświeżaniaobrazu
Ustawienie ostrościZakres spektralny
Dane obrazu
Pole widzenia / minimalnaodległość ogniskowania

1280 x 960 pikseli / 0.71 mrad (42° x 32°)
1280 x 960 pikseli / 0.43 mrad (25° x 19°)1280 x 960 pikseli / 0.26 mrad (15° x 11°)1280 x 960 pikseli / 0.11 mrad (6.6° x 5°)

33 Hz*
automatyczne / manualne
7.5 do 14 µm

Zoom cyfrowy
Opcje wyświetlaczadotykowy 4.3“ LCD
480 x 272 pikseli
1 - 3 stopniowy
obraz termowizyjny/ obraz rzeczywistyWyjście video

USB 2.0, Mikro HDMI

Palety kolorów

9 (żelazo, tęcza, ciepły - zimny,niebieski- czerwony, szary, tęcza HC,szary w negatywie, sepia,Testo)

PomiarZakres temperatury
DokładnośćPomiar wysokiej
temperatury - opcja
Dokładność
Ustawienia emisyjnościSiteRecognition (rozpoznawanie lokalizacji pomiaruz zarządzaniem obrazami)
Asystent obrazu
panoramicznego
Laser (klasyfikacja lasera
635 nm, klasa 2)***-30 do +100°C /0 do +650 °C (przełączalny)±2 °C, ±2 % mierz. wart.
(±3 °C mierz. wart. -30 do -22 °C)+350 do +1200 °C (tylko z obiektywem
42° x 32°)
±2 °C, ±2 % mierz.
wart.
0.01 do 1

Korekta transmisji(atmosfera)

Nagrywanie głosu

Bluetooth****/ słuchawka

Transmisja video przez USB

do 3 punktów pomiaru

Pakiet analityczny - w pełniradiometryczny pomiar
video z funkcją rejestracji+ nagrywanie sekwencyjne()

Fever Detection()

Przechowywanie obrazu

Format plików wideo(poprzez USB)
Moduł pamięci.bmt; .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls.wmv, .mpeg-1, (w pełni radiometryczna
funkcja wideo)
karta SD 2GB (1500 - 2000 obrazów)

Zasilanie
litowo-jonowy

Rodzaj akumulatora
Czas działania

4.5 godz.

Opcje ładowaniaw przyrządzie lub opcjonalniew ładowarceZasilanie z sieci

takWarunki otoczenia
Zakres temperatury działania

-15 °C do +50 °C

Zakres temperatury
przechowywania-30 do +60 °C

Wilgotność powietrza

20 do 80 % RH bez kondensacji

Klasa ochrony obudowy(IEC 60529)

IP54(IEC 60068-2-6)2GDane fizyczne

Funkcje pomiaru

WagaWyświetlanie wilgotności
powierzchni(wprowadzona ręcznie)

Wymiary (DxSzxW) in mm

253 x 132 x 111 mm

Mocowanie na statywie

1/4“ - 20UNCPomiar wilgotności dziękibezprzewodowej sondzie
wilgotności *** (automatyczny transfer wartościpomiaru)()

Funkcje analizy

1.630 gObudowa

ABS

Oprogramowanie komputerowe (do bezpłatnego pobrania)
Wymogi systemowe

Tryb słoneczny***Wskaźnik laserowy

Format pojedynczego pliku
3.1 Mpix / 0.5 m

Prezentacja obrazuWyświetlacz ekranu

42° x 32°
25° x 19°15° x 11°6.6° x 5°

do 10 punktów, Hot/
Cold Spot Recognition,
pomiar obszaru(Min/Max i średni),
wartości izometryczne i alarmowe

W ramach UE, poza UE 9 Hz
Bezprzewodowe sondy wilgotności tylko w UE, Norwegii, Szwajcarii, USA, Kanadzie,Kolumbii, Turcji, Brazylii, Chile, Meksyku, Nowej Zelandii, Indonezji.
*** Z wyjątkiem USA, Chin i Japonii.
**** Bluetooth tylko w UE, Norwegii, Szwajcarii, USA, Kanadzie, Kolumbii, Turcji, Japoni,Rosji Ukrainie, w indiach Australii

Windows 10, Windows Vista, Windows 7(Service Pack 1), Windows 8,interface USB 2.0

Standardy, testy, gwarancja
Dyrektywa UE

2004 / 108 / EC

Gwarancja

2 lataStandard() Opcja–niedostępny

testo 890

Przegląd wariantów

Funkcjetesto 890

Detektor

testo 890 Set

640 x 480 pikseli
˂ 40 mK

Czułość termiczna (NETD)
Zakres temperatury-30 do +650 °CCzęstotliwość odswieżania33 Hz*

SuperResolution
Obiektyw 25° x 19°()

Obiektyw 15° x 11° *****()

Obiektyw 6.6° x 5° *****

()

()

()

Autofocus
Pomiar wysokiej temperatury do 1200 °C()

Asystent obrazu panoramicznego
SiteRecognitionWskaźnik laserowy**Wyświetlanie wilgotności powierzchni po ręcznymwprowadzaniu temperatury i wilgotności otoczenia
do kamery
Pomiar wilgotności dzięki bezprzewodowej sondzie
wilgotności*** (automatyczny transfer wartości pomiaru
w czasie rzeczywistym)

(()

()

FeverDetection()()

W pełni radiometryczny pomiar video wraz z funkcjąrejestracji + nagrywanie sekwencyjne()()

Szkło ochronne na obiektyw()

Dodatkowy akumulator()

Szybka ładowarka do akumulatora()

Nagrywanie notatek głosowych****HDMI interfejsStandard) Opcja–
Niedostępny

*
**
***

W ramach UE, poza 9 Hz.
Z wyjątkiem USA, Chin i Japoni
Bezprzewodowe sondy wilgotnościtylko w UE, Norwegii, Szwajcarii,USA, Kanadzie, Kolumbii, Turcja,Brazilii, Chile, Meksyku, Nowej
Zelandii, Indonezja.
**** Bluetooth tylko w UE, Norwegii,Szwajcarii, USA, kanadzie, Kolumbii,Turcji, Japonii, Rosji, na Ukraine,w Indiach, Australii***** W zależności od wybranego zestawu.

Moduł solarny

Testo Sp. z o. o.
ul. Wiejska 205-802 Pruszków
tel.: 22 863 74 01/22,292 76 80 do83
fax: 22 863 74 15