ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍAKEW 6315
Registro simultáneo de mediciones del suministro
y la calidad de suministro, La herramienta perfecta parael ahorro de energía y el control de la calidad
de suministro.

lPotencia simultánea y calidad de suministro
medición
Potencia/ armónicos/ forma de onda/ calidad desuministro se registra en todos los CH. (Tensión:3ch, corriente 4ch)
l Funciones de apoyo útiles
Guía de inicio rápido, comprobación de cableado ydetección de sensores para una medición fácil y fiablel Medición con alta precisión
Precisión garantizada: ±0.3%rdg (energía),±0.2%rdg (tensión/ corriente)		
Cumple con la norma internacional
IEC 61000-4-30 Clase S y la norma europea EN 50160

l Monitoreo remoto en PC y dispositivo Android™
La comprobación remota de la medición en tiempo real es
posible a través de la comunicación Bluetooth®. Los datos
registrados se pueden guardar en la tarjeta SD suministrada.
El informe EN 50160 se puede generar después de lamedición con software de PC.
l Diversos sensores de pinza de corriente
Existen diversos tipos de sensores de pinza y flexibles: desdeel rango 1 000mA hasta 3 000A y mediciones de fugas de tierral Comprobación del consumo de energía in situ
Gráficos de tendencias y demanda para un fácil reconocimiento.
l Pantalla de color de TFT con alta resoluciónl IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1 000V

Registro simultáneo de toda la potencia y la calidadde suministro con fácil funcionamiento
Guía de inicio rápido

Guía de inicio

Conectarse alcircuito

Fácil y seguro
inicio del registro

Comprobar elcableado

Guía de inicio rápido de una tecla START/STOP táctil que proporciona guías de configuración fáciles.

Establecer el tiempode grabación

Seleccionar elintervalo

Impresión de Pantalla

Alimentación y Energía	Esta función toma una foto en color de la pantalla y la guarda
como archivo BMP. Útil para la creación de informes.

Valor instantáneo

Lista

Tendencia

Comenzar aregistrar

Zoom（8 divisiones）

Zoom（4 divisiones）

 Mide instantáneo / promedio / min. / máx. para tensión,corriente, potencia activa / reactiva / aparente, cosθ yfrecuencia de línea todo en una pantalla.
 El tiempo de grabación de estos parámetros se puede ajustar de 1 segundo a 2 horas en varios pasos.
 Tendencia de todos los parámetros principales y funciones
de zoom personalizadas.
 Función para definir el tamaño de los bancos capacitoresde la unidad de corrección del PF.

Valor de integración La pantalla listará la energía activa / reactiva / aparente en total y para cada fase consumida (o generada
en caso de co-generación como paneles solares, etc).
 El tiempo transcurrido también se muestra en la misma
pantalla.

DemandaMedición

Variaciones en períodos específicosCambio de demanda Para soportar el control de la demanda, el uso actual de energía y el valor estimado
se muestran en un gráfico mientras se registra el valor máximo de la demanda y eltiempo transcurrido.

Calidad de suministro
EventoMide swells / caídas / interrupciones /transitorios y las corrientes de irrupciónde voltaje que pueden indicar un sistema de distribución de potencia débil.
Estos fenómenos pueden dañar o reiniciar los dispositivos. KEW 6315 puede
captar swells / caídas / interrupciones
y corrientes de irrupción en función delciclo medio (10ms @ 50Hz o 8,3ms @60Hz) RMS verdadero.
Para mostrar todos los datos necesarios, pulse una tecla.

Comprobación de cableado y vector

 SwellVector

Comprobación de cableadoVector ideal Puede mostrar la tensión y la corriente por vector por CH y también la relación de desequilibrio.
 La función de comprobación de cableado confirma la conexión y muestra el vector ideal (en laesquina inferior izquierda) de acuerdo con el sistema de cableado seleccionado, y muestra loserrores de conexión.

El Swell es un aumento instantáneo de la tensión, casi siempre
se origina por fallo dela línea de alimentación ascendenteo por desconexiónde la carga grandeo encendido de uncapacitor grande.

ANALIZADOR DECALIDAD DE ENERGÍA

KEW 6315
Mediciones en tiempo
real y remotas

Software de Windows para análisis de datos
y configuración a través del puerto USB
 Creación automática de la gráfica y la lista de los datos registrados.
 Gestión uniforme de configuración y los datos registrados adquiridos
desde múltiples dispositivos.
 Los datos pueden expresarse en petróleo crudo yvalores equivalentes de CO2 en el informe.
<Requisitos del sistema>● OS：WindowsⓇ 11/10● Pantalla: XGA (Resolución 1024×768 puntos) o más● Espacio necesario en disco duro: 1Gbyte o más● Otros: Con unidad de CD-ROM y puerto USB,		.NET Framework (4.6.1 o posterior)* Windows® es una marca registrada por Microsoft en los Estados Unidos.

 Las mediciones sepueden mostrar
gráficamente en dispositivos Android™
o PC en tiempo real
mediante comunicación Bluetooth®.

for POWER QUALITYANALYZER

KEW 6315

Copyright
KYORITSU ELECTRICAL
INSTRUMENTS WORKS, LTD.
2013

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD. Japan

www.kew-ltd.co.jp

Forma de onda
 Muestra la tensión y la corriente en cada Ch mediante
forma de onda.
 Se pueden seleccionar escalasde tensión/corriente y eje deaxis y eje de tiempo, y también
está disponible una función deescala completa para escalar
automáticamente.

Terminal USB
Terminal de salida digital Salida de colector abierto (1ch)

Análisis de armónicos

Terminal de entrada analógica
 2ch CC100mV / 1 000mV, 10V. Para
registrar parámetros adicionales (p.ej.
Lux, temperatura, humedad, etc.)

GráficoInterfaz de tarjeta SDLista

 Se pueden utilizar tarjetas SD de hasta 2GB

 Muestra gráfica de los componentes armónicos hasta
el 50° orden de tensión, corriente y potencia en total ypara cada fase.

Posible tiempo de grabación
Cuando se usa la tarjeta SD de 2GB:

 Muestra una lista con el contenido armónico, el valor
RMS y el ángulo de fase de cada orden.

Intervalo
1seg.
1min.
30min.

 Puede analizar corrientes armónicas que puedan contribuir a dañar los bancos capacitores para la corrección del PF, transformadores de sobrecalentamiento /conductores del neutro / cables, disparos no deseados
de disyuntores.

 Bajada
La bajada, como opuesto a un swell, es una disminución dela tensión instantánea, que en la mayoría de los casos sedebe a la activación de una carga grande, por ejemplo, motores o a un fallo de la línea de alimentación descendente.
 Interrupción
La interrupción es un corte de la línea de alimentación decualquier fuente de suministro. Puede deberse a una falla
en una línea de alimentación, que hace que se abra el engranaje del interruptor.
 Transitorio/Sobretensión (impulso)
Transitorio es un aumento de tensión muy rápido e instantáneo que puede dañar seriamente los dispositivos
conectados a una línea de alimentación. Puede deberse
a eventos de conmutación eléctrica como contactos inestables de relés, disparos de disyuntores, pero también a
un aligeramiento. KEW 6315 puede capturar transitorios apartir de 24 μs.
 Corriente de Irrupción
La corriente de irrupción es una corriente de sobretensión
que se produce cuando se encienden motores, cargas deimpedancia grandes o bajas.
Entonces la corriente se estabilizará tan pronto como la
carga haya alcanzado las condiciones normales de trabajo.

Parámetros grabación
Alimentación
13días1año o más
10años o más＋Armónicos
3días
3meses7años o más

Los datos de eventos de calidad de suministro noson considerados para estimar el posible tiempode grabación. Si se graban estos eventos, eltiempo máximo de grabación se acortará.

FlickerDiseñado para cumplir la norma IEC 61000-4-15
Flicker es un fenómeno que da la impresión de inconstancia de la sensación visual inducida por los cambios
periódicos de tensión causados por las cargas fluctuantes cuando se utiliza: horno arco, soldador spot, grúa,excavadora, etc.

Lista

Gráfico de tendencias

 Muestra Pst (1min.) en un gráfico de tendencias.

* Los productos con funciones de comunicación están regulados en algunos países. Póngase en contacto con nosotros para comprar. KEW 6315 también está disponible con el tipo desactivado de función de comunicación Bluetooth.

Accesorios opcionales
Sensores de pinza de corriente de carga
MODEL 8128

MAX50A

φ24

MODEL 8127

MAX100A

MODEL 8126

MAX

φ24200A

φ40

Sensores de fuga y de pinza de corriente de carga

KEW 8146

KEW 8147

KEW 8148

Sensores de pinza flexibles de corriente de carga
MODEL 8125

MAX500A

KEW 8135

MODEL 8124

MAX

φ40

1 000A

KEW 8130

φ68MAXMAX

φ75

1 000A

φ110

MAX

φ24MAX70Aφ40MAX

100A

MAX50A

MODEL 8312

Antes de conectarse con los sensores KEW 8133 o KEW 8135,
confirme que la versión interna del firmware es posterior a la que semuestra en la tabla siguiente.

MODEL 9132

φ68

3 000A

φ170

Fuente de alimen- Estuche de transporte
tación adaptador con imánMODELO30A

KEW 8133

Versión del firmware

KEW 8133

V1,50 o posterior

KEW 8135

V3,00 o posterior

El último firmware está disponible en nuestra página web.

*8146/8147/8148 puede medir hasta 10AKits¿La puerta de la tabla de distribución se puedecerrar durante la medición?
KEW 6315 facilita la realización de pruebas
seguras gracias a su diseño compacto extremo
y con dos accesorios opcionales atractivos: un
estuche de transporte con imán (9132) para su
fijación a los lados de carcasas metálicas y un
adaptador de fuente de alimentación (8312) que
toma la potencia del instrumento de la fuenteque se está midiendo.

foto: 6315-03

KEW 6315-01

KEW 6315-03

KEW 6315-04

KEW 6315-05

KEW 6315 × 1
MODEL 8125(500A) × 3
Estuche de transporte:
MODEL 9125

KEW 6315 × 1
KEW 8130(1 000A) × 3
Estuche de transporte:
MODEL 9135

KEW 6315 × 1
KEW 8130(1 000A) × 4
Estuche de transporte:
MODEL 9135

KEW 6315 × 1
KEW 8133(3 000A) × 3
Estuche de transporte:
MODEL 9135

Especificaciones
Potencia activa

Conexión del cableado

1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W

Medición y parámetros

Tensión, corriente, Frecuencia, Potencia activa, Potencia reactiva, Potencia aparente,Energía activa, Energía reactiva, Energía aparente, Factor de potencia (cosθ),
Corriente de neutro, Demanda, Armónicos, Calidad (swell/bajada/Interrupción,Voltaje de transición/sobretensión, Corriente de irrupción, Tasa de desequilibrio),
Cálculo de capacidad para la unidad de corrección PF, Flicker

Tensión (RMS)
Rango

600,0/1 000V

Precisión

Rango de 600,0V: (onda sinusoidal de 40 a 70Hz)
10% a 150% contra 100V o más de V nominal: V nominal±0,5%
Fuera de ese rango: ±0,2%rdg±0,2%f.s.
Rango de 1 000V: ±0,2%rdg±0,2%f.s. (onda sinusoidal de 40 a 70Hz)

Precisión±0.3%rdg±0.2%f.s.+ precision del sensor de pinza(factor de potencia 1, onda sinusoidal, de 40 a 70Hz)

Influencia del factor de la potencia ±1,0%rdg (lectura del factor de potencia 0,5 contra el factor de potencia 1)
Rango del medidor de frecuencia

de 40 a 70Hz

Fuente de alimentación (línea de CA) CA100 a 240V / 50 a 60Hz / 7VA máx.
Fuente de alimentación (batería CC)

Pila alcalina de tamaño AA LR6 o Ni-MH (HR15-51)×6
Duración de la batería aprox. 3 h (LR6, retroiluminación OFF)

Memoria interna

Memoria FLASH (4MB)interfaz de tarjeta de PC

Tarjeta SD (2GB)Interfaz de comunicación

USB, Bluetooth®

Pantalla

320×240(RGB)Pixel, pantalla TFT en color de 3,5pulgadas
1 seg.

Entrada permitida

1 a 120% de cada rango (rms). 200% de cada rango (pico)

Mostrar período de actualización

Rango mostrado

0,15 a 130% de cada rango

Factor de cresta

3 o menos

Rango de temperatura y humedad de23±5ºC, humedad relativa del 85% o inferior (sin condensación)
almacenamiento

Velocidad de muestreo de24μs
Transitorio de tensión

Rango de temperatura
y humedad de funcionamiento

0 a 45ºC, humedad relativa del 85% o inferior(sin condensación)

Rango de temperatura y humedadde almacenamiento-20 a 60ºC, humedad relativa del 85% o inferior(sin condensación)

Corriente (RMS)

IEC 61010-1

Rango

8128
8127
8126
8125
8124
8146/8147/8148
8130
8133
8135

(tipo 50A)
(tipo 100A)(tipo 200A)(tipo 500A)(tipo 1 000A)(tipo 10A)
(tipo 1 000A)(tipo 3 000A)(tipo 50A)

5 000mA/50,00A/AUTO
10,00/100,0A/AUTO
20,00/200,0A/AUTO
50,00/500,0A/AUTO
100,0/1 000A/AUTO
1 000mA/10,00A/AUTO
100,0/1 000A/AUTO
300,0/3 000A/AUTO
5 000mA/50,00A/AUTO

Precisión±0.2%rdg±0.2%f.s.+precisión del sensor de pinza (onda sinusoidal, de 40 a 70Hz)

Entrada permitida

1 a 110% de cada rango (rms). 200% de cada rango (pico)Rango mostrado

0,15 a 130% de cada rango

Factor de cresta

3 o menos

Normas aplicables

CAT IV 300V / CAT III 600V /CAT II 1 000V Grado de contaminación 2
IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61326, EN 50160
IEC 61000-4-30 Clase S, IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7

Dimensiones / Peso

175 (L) × 120 (W) × 68 (D) mm / aprox. 900g

Accesorios

7141B (conjunto de cable de prueba de tensión), 7170(Cable de alimentación[UE]) o
7240(Cable de alimentación[Reino Unido]),7219 (cable USB),8326-02 (tarjeta SD [2GB]),
9125 (Estuche de transporte para KEW 6315, KEW 6315-01)
9135 (Estuche de transporte para KEW 6315-03, KEW 6315-04, KEW 6315-05),
Placa de terminal de entrada×6,
KEW Windows for KEW6315 (software),Manual rápido, pila alcalina de tamaño AA (LR6)×6

Accesorios opcionales

8124, 8125, 8126, 8127, 8128 (sensor de pinza de corriente de carga),
8130, 8133, 8135 (sensor de pinza flexible),
8146, 8147, 8148 (sensor de fuga y de pinza de corriente de carga),
8312 (adaptador de fuente de alimentación), 9132 (estuche de transporte con imán)Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc.
Android™ es una marca registrada de Google Inc.

Advertencias deseguridad:

Lea detenida y completamente las "Advertencias de seguridad" del manual de instrucciones suministrado con el instrumento para su correcta
utilización. El incumplimiento de las normas de seguridad puede provocar incendios, problemas, descargas eléctricas, etc. Por lo tanto,
asegúrese de utilizar el instrumento con una fuente de alimentación correcta y la tensión de tensión nominal marcada en cada instrumento.

Para consultas u órdenes:

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152

Este folleto se creó en enero de 2024. El contenido de este folleto está sujeto a cambios sin previo aviso.

LC_6315_4_1_Jan24_AD_es