1/2

株式会社有沢製作所

No.５

分析かわら版

発行:分析グループ2017.10.14◇環境を守る為の有害物質の分析とその分析値を保証する ISO/IEC17025 について紹介いたします。

１．環境負荷を減らす為に・・・ハロゲン分析
人類が自然と共存･共栄する為に､環境に負荷を与える物質を､製品から減らす事は企業の社会的な責務です。
例えば､電気･電子業界では樹脂製品の難燃剤にハロゲ

解析 ←ン*1)化合物を使用してきました。それらは焼却するとダﾁｬｰﾄ

イオキシン等の有害ガスを発生する為､2009 年頃からハ分析← 溶媒吸収 ← 燃焼分解
ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ
(IC)
カロゲンフリー*2)材料への転換が進められました｡規格*3)も整備され､ハロゲンフリーを証明する為のハロゲン分析とその報告書が必要不可欠になりました。
*1)フッ素(F)､塩素(Cl)､臭素(Br)､ヨウ素(I)､等｡*2)ハロゲンを非含有､又は極少量の含有量に抑えること｡*3)団体と規格番号
表 1.ハロゲンフリー規格
・国際電気標準会議 IEC61249-2-21
臭素≦900ppm 臭素+塩素・米国電子回路工業協会 IPC4101B
・日本電子回路工業会 JPCA-ES01～06 塩素≦900ppm ≦1500ppm

ラ料ﾊﾛｹﾞﾝの定性･定量

吸収液を
IC 分析

発生ﾊﾛｹﾞﾝｶﾞｽを吸収液に吸収

約 1000℃で加熱燃焼

図 1. ハロゲン分析＜分析事例：樹脂のハロゲン分析＞
樹脂 A
塩素=840ppm
臭素=0ppm分析

当社は 2008 年に IC←溶媒吸収←燃焼分解

試料

ム

燃焼装置を導入し､塩素=860ppm
臭素=650ppm

塩素+臭素=840ppm

ハロゲン分析をス

樹脂 B

塩素+臭素=1510ppm

タートしました｡
図 2．ハロゲン分析の IC チャート

２．安全な生活を守る為に・・・蛍光 X 線分析
欧州連合(EU)では､電気･電子機器に有害物質の使用を禁止する為に､2003 年に RoHS 指令*4)を公布しました｡
物質にＸ線を照射し発蛍光Ｘ線分析
2006 年の施行により､対象６物質*5)が許容入射Ｘ線生する蛍光Ｘ線を測定

濃度を超えている製品は､EU へ輸出できな蛍光Ｘ線くなりました｡

蛍光Ｘ線は元素固有の為､含有元素の定性､定量が可能

試料

当社は６物質の含有有無を､素早く簡便

図 3．蛍光Ｘ線分析法にスクリーニング分析する為､2006 年に蛍光Ｘ線分析装置を導入しました。
表 2．RoHS 指令の禁止 6 物質
*5)物質名
最大許容濃度カドミウム(Cd)100ppm
鉛(Pb)
水銀(Hg)
六価クロム(CrⅥ)
1,000ppm
ポリブロモビフェニル(PBB)
ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)＜分析事例：の蛍光Ｘ線分析＞←試料=ポリエステル
Cr=68ppm
Hg=120ppm

Cd=199ppm

Br=257ppm
Pb＝86ppm

図 4．蛍光Ｘ線分析のチャート*4)電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限：当初
6 物質｡定期的に追加検討｡（Restriction of the use of certain
Hazardous Substances in electricaland electronic equipment）
カドミウムが許容濃度を超えておりＮＧいる

技術管理部 分析グループ〒943-8610 新潟県上越市大字中田原 1 番地
TEL : 025-524-2400 FAX : 025-524-5281
URL : http://www.arisawa.co.jp
E-mail：bunseki@arisawa.co.jp

2/2

３．世界に通ずる分析報告書・・・ISO/IEC 17025*6)試験所認定
環境を守る為の分析が世界中で行われる一方､輸出入の度に同じ製品を輸出入先の試験所で分析しなければならず､多くの時間と費用がかかりました｡それを解消する為に国を超えて共有できる報告書が必要になりました｡
分析技術能力がある事を第三者機関が認国際規格 ISO/IEC 17025 整備前→整備後定する国際規格 ISO/IEC 17025 が整備され､認定された試験所は認定シンボル付き分析報告書を発行する事ができます｡このシン
ボルのおかげで１枚の報告書が世界中で信頼され､共有できるようになりました。
BQS-103

付表-2E

ﾊﾛｹﾞﾝ分 析 結 果 報 告 書
試験依頼№
報告書発行年月日

第HG-XXXXX
年 月 日

図５．市場と分析の流れイメージ

技術管理部 分析ｸﾞﾙｰﾌﾟ
〒943-8610
新潟県上越市大字中田原1番地
TEL 025-524-2400
FAX 025-524-5281

RTL03170

報告書署名者*6) ISO/IEC 17025: 試験及び校正を行う試験所の能力に関する一般要求事項
ISO：国際標準化機構(International Organization for Standardization)
IEC：国際電気標準会議(International Electrotechnical Commission)

印

ご依頼の試料について、分析結果を以下のとおりご報告申し上げます。
1.依頼者名：2.依頼者住所：

3.試験項目：試料中のﾊﾛｹﾞﾝ成分（F，Cl，Br）の分析

4.試験方法：石英管燃焼ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法によるﾊﾛｹﾞﾝ分析（SOP-分析-2-01）
対象品目：樹脂・ｺﾞﾑ、電気部品
分解：石英管燃焼法
定量：ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（JIS K0127）

5.試料名：

6.測定ﾌﾛｰ：F，Cl，Br
ｶｯﾃｨﾝｸﾞ・下準備/Cutting・Preparation

図 6．当社の認定シンボル付き報告書
当社は､2009 年にハロゲン分析､蛍光Ｘ線分装置：国際標準器とのトレーサビリィティ

秤量/Sample measurement

技術：国際標準に基づく技能試験の受験

析法で ISO/IEC 17025 試験所認定を取得して燃焼-溶媒吸収/Combustion-Absorption
Ion chromatography

監視：認証標準物質を用いた個々データの監視おり､毎年実施される適合審査に合格し､現在7.試料受取日：20XX年XX月XX日

8.分析実施日：20XX年XX月XX日

9.燃焼後の状態：

図 7．ISO 国際規格の要求イメージ
図 7．ISO/IEC17025 の要求事項

も世界に通ずる分析報告書を提供しています｡
10.分析結果

項目

分析結果

単位

定量範囲

ﾌｯ素(F)mg/kg 20mg/kg≦F≦5 000mg/kg
塩素(Cl)mg/kg 20mg/kg≦Cl≦5 000mg/kg
臭素(Br)
mg/kg 20mg/kg≦Br≦5 000mg/kg＊定量下限未満はN.D.と表記します。
＊本分析結果は試験所がお預かりした試料に対する結果であり、母集団を保証するものではありません。
＊本試験所による承認なしで報告書の一部を複製してはならない。

４．世界に通ずる分析技術・・・技能試験
11.その他：

ISO/IEC 17025 での認定単位は個々の分析方法です｡その技術的能力を評価する為には､専門家(審査員)が､現以上1/1地で実際の試験に立会います｡更に､ISO/IEC17043*7)に従う技能試験に参加することが求められています。
技能試験では､複数の試験所で同じ試料を分析し､その結*7)ISO/IEC17043：技能試験に対する一般要求事項
果の統計計算「ｚスコア 」より試験能力評価を行います。 *8)ｚ＝(ｘ－Ｘ)／ｓ
ｘ＝参加試験所の値、Ｘ＝全体の平均値、ｓ＝全体の標準偏差
我々が昨年受験した技能試験結果の一部を紹介します｡|ｚ|≦２:満足、2＜|ｚ|＜3:疑わしい、3≦|ｚ|:不満足*8)

表 3．技能試験概要

試験所が希望する分析方法で､選択した成分の分析を行い､分試験内容 プラスチック中有害金属成分分析

析結果を報告します｡報告後､1～2 ヵ月後に能力評価結果が送らプロバイダー 日本：(公)日本分析化学会

れてきます｡自信は有りますが､結果を見るまではいつもドキド

分析成分

塩素､臭素､鉛､カドミウム､クロム､水銀キしています｡

参加数

76 試験所

試料エントリーした全ての試験所に同じ試料が配布されます｡ ポリエステル
当社は､石英管燃
焼イオンクロマトグ
ラフ法で測定｡

砕いて分析に使用したので欠けている

当社の評価結果

ｚスコア

6４２

ｚ＝－0.241＜2：満足
２＜|ｚ|＜３：疑わしい|ｚ|≦２：満０ 足－2－4

3≦|ｚ|：不満足↑㈱有沢製作所
3≦|ｚ|：不満足－6
試験所 No.

図 8．能力評価結果：臭素含有量技術管理部 分析グループ〒943-8610 新潟県上越市大字中田原 1 番地
TEL : 025-524-2400 FAX : 025-524-5281
URL : http://www.arisawa.co.jp
E-mail：bunseki@arisawa.co.jp