lor LOGGER

KEW 5050

Ior Logger yang belum pernahada sebelumnya!

Cepat menemukan kebocoran listrik dengan waktu
singkat dan lebih banyak produktivitas

Sensor penjepit

dalam dua ukuran rahangyang berbeda●Menyediakan pengukuran simultan●Kecepatan kelas tercepat di interval 200 mdtk
dan log pada 4 sistem
untuk pengukuran arus kebocoran●Mendukung berbagai sistem perkabelan ●Bobot ringan dengan magnet di belakang(2&3 kabel fase tunggal, 3&4 kabel tiga fase)●Menawarkan pengukuran arus pemuatan/●Kurang rentan terhadap harmonik
kebocoran tradisional juga

Uji dan rekam 4 saluran secara bersamaan dalam 200 mdtk tanpa celah
Dapat mengukur hingga 4 saluran secara bersamaan!
Paling baik untuk mendiagnosis tripping
RCD yang tidak diinginkan

Aksesori dan komponen opsional

Adaptor catu daya Opsionaltersedia untuk memperoleh

Mengukur Ior dan Ioc secara terpisah untuk mengklariﬁkasi
akar penyebab dari masalah kebocoran listrik.
RCD sering tripping.
Apakah penyebabnya
karena arus kebocorankapasitif atau aruskebocoran resistif yangberbahaya dari insulasiyang terdegradasi?

daya melalui terminal
pengukuran
Penanda kabel untuk
pengenalan mudah

Terminal USB

Memungkinkan koneksi dengan
PC dan akses ke kartu SD

Keluaran digital

Mengaktifkan perangkat
alarm ketika kejadian terjadi

Magnet yang kuat membantu memperbaiki
KEW 5050 ke papan distribusi logam.

Antarmuka kartu SD

Perangkat lunak analisis data khusus

Mencapai jangka waktu panjang logging. Jika terjadi
gangguan listrik, data tersimpan
di kartu SD tidak hilang.
Kemungkinan waktu rekaman (dengan kartu SD 2GB)Interval
200 mdtk

1P3W×125 hari

1 dtk

38 hari

5 dtk

6,5 bulan

2 dtk

15 dtk

30 dtk1 mnt atau lebih

76 hari

1 tahun atau lebih

Item REC
1P3W×4

3P4W×411 hari

9 hari8 hari22 hari

7 hari18 hari

1,8 bulan

1,5 bulan

11 bulan

9 bulan

4 bulan

5 bulan1 tahun atau lebih

Pembuatan graﬁk dan daftar otomatis berdasarkan
rekaman data hanya dengan satu klik.
Data dapat diperiksa tanpa menggunakan perangkat lunak ini dengan
mengubah ekstensi ﬁle ke csv atau yang lainnya.
Melihat data tanpa menggunakan perangkat lunak ini dimungkinkan
dengan mengganti nama ﬁle dengan ekstensi CSV.
[Persyaratan Sistem]●OS: Windows® 11/ 10●Tampilan: XGA (1024 × 768) ataulebih tinggi●HDD: 1Gbyte atau lebih●Lainnya: CD-ROM drive, port USB,.NET Framework 3.5, 4.6* Windows® adalah merek dagang
terdaftar Microsoft di Amerika Serikat.

KEW 5050

Ior LOGGER

1

IoArus kebocoran (komponen urutan ke-1 Iom)

2

IorArus kebocoran resistif

3 Iom Arus kebocoran dengan harmonik

12345

64R

Resistansi insulasi (ditentukan oleh V dan Ior)

5V

Tegangan referensi (komponen urutan ke-1 dari Vm)

6f

Frekuensi

Berbagai mode tampilan
Menampilkan kejadian yang terjadi dengan cepat

Tampilan graﬁs koneksi yang mudah digunakan
dan perbedaan fase.

Informasi terperinci tentang
kejadian yang terjadi
ditampilkan di LCD.

Nilai ambang batas yang berbeda
dapat diatur untuk setiap saluran
dan setiap kejadian.

Metode pengukuran baru dengan FFT
Menawarkan pengukuran Ior yang akurat tanpa dipengaruhi oleh kebisingan atau harmonik
Bentuk gelombang termasuk harmonik

Komponen urutan ke-1

Jangan lewatkan
kebocoran intermiten

Pengukuran terusmenerus tanpa celah

Perangkat yang digerakkan oleh inverter dapat
menimbulkan arus kebocoran yang terdistorsi

Komponen urutan ke-3

Selama pembuatan log,
sampling kecepatan tinggi
terus-menerus (24,4 μsec)
tanpa celah dilakukan. Ini
memungkinkan perekaman
kebocoran intermiten tanpa
melewatkannya sebagai
kejadian atau nilai maksimum.

Lampu LED, AC
Komponen urutan ke-5

Hapus komponen
kebisingan
menggunakan FFT

Komponen urutan ke-n

Tidak seperti alat pengukur Ior tradisional, alat ini kurang rentan terhadap kebisingan harmonik.

Berhasil mencapai logging tanpa efek harmonik oleh perhitungan TRMS setiap 200 mdtk menggunakan FFT (Fast Fourier Transform).

KEW 5050 melampaui
tester Ior tradisionaldan dapat merekam
kebocoran intermiten.

* KEW 5050 tidak dapat mengukur Ior pada sistem perkabelan yang berbeda sekaligus, atau pada Koneksi-V dengan kapasitas
yang berbeda dan catu daya yang mengalir (tidak terhubung ke pembumian bumi).

● KEW 5050 Spesiﬁkasi
Konﬁgurasi kabel
Pengukuran dan
parameter

Fungsi lainnya
Interval Rekaman
IorRentang
Akurasi

1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W
Ior : Arus kebocoran (TRMS) dengan komponen resistif saja
Io : Arus kebocoran (TRMS) dengan gelombang dasar 50/ 60Hz saja
Iom : Arus kebocoran (TRMS) termasuk komponen harmonik
V : Tegangan referensi (TRMS) dengan gelombang dasar 50/ 60Hz saja
Vm : Tegangan referensi (TRMS) termasuk komponen harmonik
R : Resistansi insulasi, Frekuensi (Hz), Sudut fase (θ)
Keluaran digital, Cetak layar, Lampu latar belakang, Penangguhan Data
200/400 mdtk/1/5/15/30 dtk/1/5/15/30/60/120m

10,000/100,00/1000,0mA/10,000A/OTOMATIS
Untuk tegangan referensi gelombang sinus 40 hingga 70Hz dan 90V TRMS atau lebih tinggi, ±0,2%rdg±0,2%f.s. + akurasi amplitudo sensor penjepit + kesalahan dari akurasi fase* (kesalahan fase)* tambahkan ±2,0%rdg untuk nilai Io terukur saat menggunakan sensor penjepit kebocoran Ior.
(θ: dalam akurasi tegangan referensi/ perbedaan fase arus ±1,0°)
Masukan yang diizinkan 1 hingga 110% (TRMS) dari setiap rentang, dan 200% (puncak) dari rentang
Tampilkan rentang 0,15 hingga 130% (menampilkan "0" untuk kurang dari 0,15%, "OL" jika rentang tersebut melampaui)

Io *Rentang, Masukan yang Diizinkan, dan Tampilkan Rentang sama dengan Ior±0,2%rdg±0,2%f.s.+ akurasi amplitudo sensor penjepit
AkurasiIom *Rentang, Masukan yang Diizinkan, dan Tampilkan Rentang sama dengan Ior±0,2%rdg±0,2%f.s.+ akurasi amplitudo sensor penjepit
Akurasi
Metode pengukuran Kecepatan sampling 40,96ksps (setiap 24,4μs), tanpa celah, menghitung nilai TRMS setiap 200 mdtk.

Tegangan
1000,0VRentang±0,2%rdg±0.2%f.s. * untuk bentuk gelombang dari gelombang sinus 40 hingga 70Hz
Akurasi
Masukan yang diizinkan 10 hingga 1000V TRMS, dan puncak 2000V
Tampilkan rentang 0,9 hingga 1100,0V TRMS (menampilkan "0" untuk kurang dari 0,9V, "OL" jika rentang tersebut terlampaui)
Sudut fase (θ)
Tampilkan rentang 0,0 hingga ±180,0° (mengenai fase tegangan referensi 0,0°)Dalam ±0,5° untuk masukan 10% atau lebih tinggi dari rentang arus kebocoran,
Akurasigelombang sinus
40 hingga 70Hz tegangan referensi 90V TRMS atau lebih tinggi.
Dalam ±1,0° ketika menggunakan sensor penjepit kebocoran Ior, danDalam ±0,5°+ akurasi sensor penjepit ketika menggunakan sensor penjepit yang umum.
Rentang pengukuran frekuensi 40 hingga 70Hz
AC100 hingga 240V(50/60Hz) 7,5VA maks
Suplai eksternal

Sumber daya
LR6(AA)(1,5V) × 6 (Daya tahan baterai sekitar 11 jam)
Periode tampilan/pembaruan 160 × 160 titik, tampilan monokrom FSTN / 500 mdtk
Kartu SD (2GB) *aksesori standar
Antarmuka kartu PC
Antarmuka komunikasi PC USB
Rentang suhu dan kelembapan 23±5 ℃, kelembapan relatif 85% atau kurang (tidak ada kondensasi)-10 hingga 50℃, kelembapan relatif 85% atau kurang
Suhu pengoperasiandan rentang kelembapan (tidak ada kondensasi)-20 hingga 60℃, kelembapan relatif 85% atau kurang
Suhu penyimpanandan rentang kelembapan (tidak ada kondensasi)
Standar yang Berlaku IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V Tingkat polusi 2
IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61326
165(P) × 115(L) × 57(T)mm/Sekitar 680g (termasuk baterai)
Dimensi/Bobot
7273 (Uji timbal tegangan)
Aksesori
8262(Adaptor AC)
7278(Kabel bumi)7219(Kabel USB)
8326-02(Kartu SD 2GB)
9125(Casing pembawa)
Panduan petunjuk, Penanda Kabel, Panduan penginstalan perangkat lunak
LR6(AA) × 6
KEW Window for KEW 5050 (Perangkat lunak)
8177 (Sensor Penjepit Arus Kebocoran Ior 10A φ40mm)
Aksesori Opsional
8178 (Sensor Penjepit Arus Kebocoran Ior 10A φ68mm)
8329 (Adaptor catu daya)
8146, 8147, 8148 (Sensor Penjepit arus Beban & Kebocoran)
8130, 8133 (Sensor penjepit ﬂeksibel)
8121, 8122, 8123 (Sensor penjepit arus beban)8124, 8125, 8126, 8127, 8128 (Sensor penjepit arus beban)
Menampilkan nilai resistansi insulasi (R) yang ditentukan oleh rumus berikut.
V: Tegangan referensi/ Ior: Arus kebocoran dengan komponen resistif saja
Nilai yang ditampilkan hanya sebagai referensi karena metode pengukuran berbeda dengan
tester resistansi insulasi dan mungkin tidak konsisten satu sama lain.

Aksesori

MODEL 7273
Uji timbal tegangan
3000mmMODEL 8262
Adaptor ACMODEL 7278
Kabel bumi
1500mmMODEL 7219
Kabel USB
1500mmKit

Aksesori Opsional

MODEL 8326-02
Kartu SD［2GB］

MODEL 9125
Casing pembawa

Perangkat Lunak
KEW Windowsfor KEW 5050

Penanda kabel

KEW 5050-01
KEW 8178 × 1
Sensor penjepit arus kebocoran Ior
tipe 10A
φ68mm（3m）

KEW 8178
Arus kebocoran Ior
sensor penjepit 10A
tipe φ68mm（3m）

KEW 8177
Arus kebocoran Ior
sensor penjepit 10A
tipe φ40mm（3m）

MODEL 8329
Adaptor Catu Daya

Peringatan
Keamanan:

KEW 5050-02

KEW 5050-00
Model Dasar (hanya unit utama)

KEW 8177 × 1
Sensor penjepit arus kebocoran Ior
tipe 10A
φ40mm（3m）Silakan baca "Peringatan Keamanan" dalam panduan petunjuk yang disertakan bersama instrumen dengan cermat
dan sepenuhnya untuk penggunaan yang benar. Kegagalan mematuhi aturan keselamatan ini dapat menyebabkan
kebakaran, masalah, sengatan listrik, dll. Oleh karena itu, pastikan untuk mengoperasikan instrumen dengan catu dayayang benar dan pengukuran tegangan yang ditandai di setiap instrumen.

Untuk pertanyaan atau pemesanan:

1P3W×1

1P3W×4

3P4W×4●Brosur ini diproduksi pada bulan Desember 2023. Isi brosur ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152

LC_5050_2_1_Dec23_SS_id