NAVOD K Pouzni
INSTRUKCJA OBStUGIH ASZN A L A T I u T A s i T A s
NAVOD NA POUZITIECAIRE Inc.

A Chart Industries Company

10004481 Rev. D

ObashSpis treĞci
Tartalomjegyzék
Obsah

STRANAýESKYSYSTÉMY KAPALNÉHO KYSLÍKU................................................... 2-27•

POLSKISTRONASYSTEMY PàYNNEGO TLENU........................................................ 28-53•

MAGYARCSEPPFOLYÓS OXIGÉN RENDSZEREK....................................... 54-79

SLOVENSKY•STR.

SYSTÉMY S KVAPALNÝM KYSLÍKOM........................................ 80-105DĤležité upozornČní
PĜed zahájením práce se systémem kapalného kyslíku
Companion® si peþlivČ prostudujte tento návod. Osoby,
které nejsou seznámeny s jeho obsahem, by nemČly
se zaĜízením zacházet.

Systémy kapalného kyslíku Companionslouží k dodávkám kyslíku nalékaĜský pĜedpis. Kyslík, jež zaĜízení dodává, slouží pouze jako
doplnČk a není urþen k podpĤrnému dýchání.
V návodu se dozvíte o tom, jak bezpeþnČ zacházet se systémykapalného kyslíku Companiona jak zaĜízení používat k maximálnímuužitku. Veškeré dotazy o tom, jak zaĜízení funguje, získáte od
dodavatele kapalného kyslíku.

Obsah
Základní bezpeþnostní opatĜení ........................ Strana 3
Systémy kapalného kyslíku Companion .......... Strana 8
Stacionární jednotky Companion .................... Strana 10Souþásti stacionární jednotky ........................................................ Strana 10Použití stacionární jednotky ............................................................ Strana 14PĜenosné jednotky Companion ....................... Strana 16Souþásti jednotky Companion 1000/1000T ................................... Strana 16Souþástí jednotky Companion 500/550 ......................................... Strana 18PlnČní pĜenosné jednotky ................................................................ Strana 20Použití pĜenosné jednotky ............................................................... Strana 26

ýištČní a údržba ................................................ Strana 27
2ZÁKLADNÍ BEZPEýNOSTNÍ OPATěENÍ
V textu návodu naleznete zvýraznČné informace trojího druhu. Vždysi je peþlivČ prostudujte. Všechny jsou dĤležité a souvisí s textempĜíslušné kapitoly.

VÝSTRAHA
Výstražná upozornČní jsou doplnČna
symboly a obdélníky, které oznaþují
pĜíslušné nebezpeþí. Popisují
podmínky bezpeþnosti vás samotných
i ostatních osob. Výstražné
upozornČní je doplnČno výþtem
þinností, kterými lze rizikĤm
pĜedejít. Jejich pĜehlížení mĤže vést
ke zranČní þi úmrtí.

UPOZORNċNÍ
UpozornČní poskytují informace omožném poškození zaĜízení nebojiných vČcí. Jejich pĜehlížení mĤžezaĜízení poškodit nebo jej vyĜadit z
provozu.

POZNÁMKA: Poznámky jsou vytištČny kurzívou a poskytují
informace o tom, jak zaĜízení správnČ používat.

3

9¬675$+$,QIRUPDFH QDOH]QHWH Y GRNXPHQWDFL
9EOm]NRVWL ]DÏm]HQm QHNXÏWH  9 PmVWÁ NGH]DÏm]HQmSUDFXMHQHNXÏWHFLJDUHW\DQLMLQkWDEgNRYk
Y­UREN\
3R]RU QD KRÏODYk PDWHULgO\ YEOm]NRVWL ]DÏm]HQm
 2OHMRYk PDWHULgO\ D PD]LYD Y´HWQÁ QDSÏ
REOL´HMRY­FK NUkP× ´L YD]HOmQ\ VH Y SÏmWRPQRVWL
N\VOmNX VQDGQR Y]QmWm D U\FKOH KRÏm ©gGQRX ´gVW]DÏm]HQmQHPDªWH
1HGRW­NHMWH VH NDSDOQkKR N\VOmNX DQL ªgGQk
VRX´gVWL Y\VWDYHQk MHKR S×VREHQm  .DSDOQ­
N\VOmNPgH[WUkPQÁQm]NRXWHSORWX u)u& 
3ÏL VW\NX V NDSDOQ­P N\VOmNHP QHER VRX´gVWPL]DÏm]HQmYQLFKªVHQDFKg]mP×ªHGRMmWN]PU]QXWm
SRNRªN\DRNROQmWNgQÁ1HKRÏODY­ QHWR[LFN­ SO\Q  .\VOmNMHQHKRÏODY­QHWR[LFN­SO\Q=Y­¨HQk QHEH]SH´m SRªgUX  9\VRNk
NRQFHQWUDFHN\VOmNXPRKRX]S×VRELWSUXGNkKRÏHQm
MLQ­FKOgWHN=DÏm]HQm YªG\ XGUªXMWH D SRXªmYHMWH YH VYLVOk
SROR]H  3RNXG VH VWDFLRQgUQm QHER SÏHQRVQg
MHGQRWNDSÏHYUKQHP×ªHGRMmWNrQLNXSO\QQkKR´L
NDSDOQkKR N\VOmNX 1DVWDQHOL WDWR VLWXDFHSURYÁWUHMWH PmVWQRVW RWHYÏHQmP RNHQ D GYHÏm
1HSURGOHQÁ Wkª ]DYROHMWH GRGDYDWHOH NDSDOQkKR
N\VOmNX0)59­UREFHVÝSTRAHA
Pozor na elektrické přístroje v blízkosti zařízení
– Stacionární a přenosná jednotka by se neměly
používat ani skladovat ve vzdálenosti menší než 1,5 m
od elektrický přístrojů, které se zahřívají nebo jiskří.
Udržujte kyslíkové zařízení v bezpečné vzdálenosti
od otevřeného ohně. – Otevřený plamen se nacházív ohřívacích zařízeních jako jsou např. krb, ohřívač
vody nebo sporák.
Zařízení vždy udržujte na dobře větraném místě. –Z jednotky pravidelně uchází malé množství plynného
kyslíku, které je třeba odvětrat. Zařízení neskladujte
v komoře, kufru auta nebo na jiném uzavřeném
místě. Na zařízení neodkládejte oděvy ani žádné jiné
textilie.
Přenosnou jednotku nenechávejte pod oděvem.
– Tyto jednotky běžně ventilují kyslík a nacházejí-li se
pod oděvem, může dojít k jeho nasycení kyslíkem a
při vznícení k prudkému hoření.

SN

Výrobní číslo.
Křehké zboží, zacházejte opatrně.
Udržujte v suchu.
Kyslík v přípojce v kapalné fázi.
Kyslík v přípojce v plynné fázi.
Zařízení je v souladu s požadavky nařízení
93/42/EEC, jež se týká se zdravotnických zařízení.
Zařízení používá vyobrazené označení CE.
Tato tlaková nádoba splňuje požadavky Direktivy
2010/35/EU týkající se přenosného tlakového vybavení.
Nese proto označení PI, jak je znázorněno na obrázku.
5

5

1

2

3

4

3UDFRYQmWODN=NX¨HEQmWODN
7gURYgKPRWQRVW.DSDFLWD]gVREQmNX,QVSH´Qm]QD´ND61

6kULRYk´mVOR
9L]3ÏmUX´ND

0RACOVNÓ TLAK:KUÝEBNÓ TLAK

4.

4ÏSJPWÏŘÓTMP
7J[1żÓSVŘLB

4ÉROVÉ HMOTNOST+APACITA ZÉSOBNÓKU
*OTQFŘOÓ[OBŘLB

SYSTÉMY KAPALNÉHO KYSLÍKU
COMPANION®
Systém kapalného kyslíku Companion je urþen k uchovávání a dodávání
kyslíku pacientĤm podle pĜedepsaných dávek. Systém sestává ze dvouþástí – stacionární a pĜenosné.
Stacionární jednotky: Každá stacionární jednotka je zásobárnou
kapalného kyslíku, kterou lze použít k plnČní pĜenosné jednotky.
Existují dva základní typy stacionárních jednotek – standardní
jednotka, kterou lze použít k dodávkám kyslíku k dýchánív domácnostech (systémy Companion 21, Companion 31 a
Companion 41) a jednotka s nízkou ztrátovostí – Low Loss unit
– (systém Companion 31LL), která umožĖuje uchovávat kyslík po
dobu mnohem delší než ostatní stacionární jednotky, avšak
neslouží jako zdroj kyslíku k dýchání.
Každou jednotku musí dodavatel pravidelnČ doplĖovat kapalným
kyslíkem. Nutnost doplĖování závisí na tom, jak þasto se používá.
STANDARDNÍJEDNOTKA

JEDNOTKA S NÍZKOU
ZTRÁTOVOSTÍ

Obrázek þ. 1 – Stacionární jednotky Companion
8PĜenosné jednotky: PĜenosná kyslíková jednotka Companion je
kompaktní a lehké zaĜízení, které slouží k dodávkám kyslíku
v domácnostech i mimo nČ. Plní se pomocí stacionární jednotky
Companion®.
PĜenosné jednotky jsou k dispozici v následujících provedeních: model
Companion 1000 (s obsahem 1 litr a maximálním prĤtokem 6 l/min), model Companion 1000T (s obsahem 1 litr a maximálním
prĤtokem 15 l/min), model Companion 500 (s obsahem pĤl litru)
a model Companion 550 (s obsahem pĤl litru a pĜepínacím
pneumatickým ventilem, který prodlužuje dobu používání tak, že
dodává kyslík pouze bČhem nadechnutí).
(Všechny modely nemusí být dostupné na všech trzích).
JEDNOTKA 1000

JEDNOTKA 1000T

JEDNOTKA 500

JEDNOTKA 550

Obrázek þ. 2 – PĜenosné jednotky Companion
9

STACIONÁRNÍ JEDNOTKY COMPANION®
Souþásti stacionární jednotky Companion®
Seznamte se s rĤznými souþástmi jednotky popsanými
níže a vyobrazenými na obrázku þ. 3.

• Ukazatel obsahu – ukazuje množství kapalného kyslíku, který je ve
stacionární jednotce k dispozici. Je viditelný pĜi pohledu na jednotku
shora.
• TlakomČr (podle vybavení) – ukazuje tlak uvnitĜ stacionární jednotky.
Stacionární jednotka je ideálnČ natlakována, když se ruþiþka
tlakomČru nachází ve tmavČ modré oblasti.
• Regulátor prĤtoku (kromČ modelu Low Loss) – nastavuje tok kyslíku
od pĜívodu. Musí být nastaven v souladu s doporuþením lékaĜe.
Poznámka: Jednotka se vypíná nastavením ovladaþe na 0.
• PĜívod kyslíku k dýchání (kromČ modelu Low Loss) – V místČ tohoto
konektoru se nachází kanyla nebo jiný typ dýchacího zaĜízení, které
je napojeno na pĜímé dýchání ze stacionární jednotky. PĜed aplikacípĜívodního potrubí lze v tomto místČ pĜipojit zvlhþovaþ bublinkového
typu.

10

Ukazatel obsahuPĜívodkyslíkuk dýchání(kromČ modelu Low Loss)

TlakomČr – (podle vybavení)
U modelu Low Loss se tlakomČr
nachází na stejném místČ jako
regulátor prĤtoku.

Regulátor prĤtoku
(kromČ modelu Low Loss)

Obrázek þ. 3 – Souþásti stacionární jednotky11Souþásti stacionární jednotky (pokraþování)Následující souþásti naleznete na obrázku þ. 4:•

Plnicí konektor – se nachází uprostĜed horní þásti stacionární
jednotky. PĜi plnČní pĜenosné jednotky se pĜipojí ke spojce na
spodní þásti pĜenosné jednotky.

•

Kryt plnicího konektoru – chrání vrchní plnicí konektor, pokud setento zrovna nepoužívá. Kryt plnicího konektoru po doplnČní
pĜenosné jednotky vždy vraĢte na pĤvodní místo.

VÝSTRAHA
Akutní nebezpeþí omrznutí Z plnicího
konektoru mĤže uniknout tekutý
kyslík. Nestlaþujte ani jinak
neoperujte s vĜetenem plnicího
konektoru.

•

12Tlaþítko pro vysunutí pĜenosné jednotky – slouží k odpojenípĜenosných jednotek s plnČním zespodu od stacionární jednotky
po dokonþení plnČní.

Kryt plnicího
konektoru(podle vybavení)
Plnicí konektorTlaþítkoprovysunutípĜenosnéjednotky

Obrázek þ. 4 – Souþásti stacionární jednotky13Použití stacionární jednotky
PĜi dodání je stacionární jednotka naplnČna kyslíkem. Její doplĖovánízávisí na tom, jak þasto ji budete používat.
Stacionární jednotku lze použít k plnČní pĜenosných kyslíkových
jednotek. Informace o tom, jak pĜi plnČní postupovat, naleznete v þásti
‘PlnČní pĜenosné jednotky’.
Stacionární jednotku Companion lze použít jako pĜímý zdroj kyslíku
k dýchání (výjimku tvoĜí provedení Low Loss). Pro tyto úþely pĜipojte
podle následujících pokynĤ k pĜívodu kyslíku stacionární jednotkyzvlhþovaþ (podle vybavení) a nosní kanylu þi jiné dýchací zaĜízení.
1. Používáte-li zvlhþovaþ, naplĖte jej destilovanou vodou do úrovnČ
uvedené v návodu. Zvlhþovaþ pĜipojte k pĜívodu kyslíku stacionární
jednotky. (obrázek þ. 5).

Kyslíkové potrubíPĜívod kyslíku k dýcháníZvlhþovaþ
(podle vybavení)

Obrázek þ. 5 – PĜíprava stacionární jednotky k dýchání14

2. PĜipojte správnČ kyslíkové potrubí vedoucí z kanyly nebo zezvlhþovaþe k pĜívodu kyslíku. Nastavte kanylu na tváĜi
(obrázek þ. 6).

Standardní pozice kanyly(pohled zepĜedu)Standardní pozice kanyly

Jiná pozice kanyly(pohled ze strany)(pohled ze strany)

Obrázek þ. 6 – Aplikace nosní kanyly

3. Nastavte regulátor prĤtoku v horní þástí stacionární jednotky na
hodnotu doporuþenou ošetĜujícím lékaĜem.
POZNÁMKA: Používejte pouze vyznaþená nastavení. – Pokud se
regulátor nachází v poloze mezi jednotlivými prĤtoky, nebude
ze zaĜízení proudit kyslík. Nepoužívejte prĤtok vyšší, než jaký vámpĜedepsal ošetĜující lékaĜ. Používáte-li zvlhþovaþ, zkontrolujte, zda
je tok bublinek stabilní. Tím se ujistíte, že zaĜízením proudí kyslík.
4. Ukazatel obsahu stacionární jednotky oznaþuje, kolik v ní zbývá
kyslíku. Pravidelná kontrola ukazatele vám pomĤže zajistit
dostateþný pĜívod kyslíku.
5. BČhem použití jednotky na jejích vnitĜních souþástech kondenzuje
vlhkost. K jejímu odstranČní je k dispozici kontejner k jímání
vlhkosti.
15PěENOSNÉ JEDNOTKY COMPANION®
Souþásti pĜenosné jednotky Companion® 1000/
1000T
Seznamte se s rĤznými souþástmi jednotky popsanými níže avyobrazenými na obrázku þ. 7.
• OdvzdušĖovací ventil – slouží k plnČní jednotky. Pokud jednotkupĜipojujete ke stacionární jednotce, je tĜeba nadzvednout páþku
odvzdušĖovacího ventilu. Po ukonþení plnČní se páþka
odvzdušĖovacího ventilu vrátí do pĤvodní polohy.
• Plnicí konektor – slouží k pĜipojení ke stacionární jednotce a nachází
se na spodní þástí pĜenosné jednotky.

OdvzdušĖovací
ventilPlnicí
konektor

Obrázek þ. 7

Následující souþásti naleznete na obrázku þ. 8:• Regulátor prĤtoku – slouží k nastavení správného prĤtoku kyslíku
podle doporuþení ošetĜujícího lékaĜe.
16Souþásti pĜenosné jednotky Companion® 1000/
1000T (pokraþování)• Ukazatel obsahu – se nachází v horní þástí pĜenosné jednotky. Po
uvolnČní plastového konektoru a odpojení jednotky od koncepĜenosného pruhu, který se nachází nejblíže ukazateli, tento
signalizuje, kolik v jednotce zbývá kyslíku.
• Kyslíkový ventil – umožĖuje pĜipojení kanyly, která dodává kyslík kdýchání.
• Jímaþe vlhkosti (pouze provedení 1000T) – pomáhají odstraĖovat
kondenzovanou vlhkost vzniklou pĜi ohĜívání kapalného kyslíku do
plynového stavu.
• PĜenosný popruh – je nastavitelný a umožĖuje nošení jednotky pĜesrameno. Spojením plastikového konektoru lze vytvoĜit rukojeĢ
k nošení nakrátko. Popruh se rovnČž používá pĜi mČĜení obsahu
jednotky Companion 1000/1000T (viz Ukazatel obsahu).

PĜenosný
popruhKyslíkový
ventilUkazatelobsahuRegulátor
prĤtokuJímaþ vlhkosti(pouze model
C1000T)

Obrázek þ. 8
17Souþásti jednotky Companion®
Seznamte se s rĤznými souþástmi jednotky popsanými níže avyobrazenými na obrázku þ. 9.
• OdvzdušĖovací ventil – se obsluhuje pomocí páþky a slouží
k plnČní jednotky. PlnČní zahájíte tak, že jednotku Companion 500/550 pĜipojíte ke stacionární jednotce a otevĜete odvzdušĖovací
ventil. PlnČní ukonþíte uzavĜením ventilu.
• Regulátor prĤtoku – rotaþní šoupátko, kterým se ovládá prĤtok
kyslíku v jednotce. PrĤtok by mČl být nastaven v souladu
s lékaĜským doporuþením.
• Konektor kyslíkového ventilu – slouží k dodávání kyslíku z jednotky.
V tomto místČ je napojeno potrubí pro pĜívod kyslíku.
• Ukazatel obsahu – Množství kapalného kyslíku uvnitĜ jednotky semČĜí pomocí vnitĜního vážícího mechanismu. Zjistíte je tak, žeuvolníte plastikový konektor a odpojíte jednotku od pĜenosného
popruhu, který se nachází nejblíže ukazateli.
• Plnicí konektor – slouží k pĜipojení ke stacionární jednotce
Companion a pĜenosu kapalného kyslíku z ní do jednotky
Companion 500/550.
• PĜenosný popruh – je nastavitelný a umožĖuje nošení jednotkypĜes rameno. Spojením plastikového konektoru lze vytvoĜit rukojeĢ
k nošení nakrátko. Popruh se rovnČž používá pĜi mČĜení obsahu
jednotky Companion 500/550 (viz Ukazatel obsahu).

18Souþásti pĜenosné jednotky C550 JENOM:• PĜepínaþ pro nepĜetržitý / pĜerušovaný prĤtok – Tento páþkový
pĜepínaþ nastavuje režim dodávek kyslíku z jednotky buć nanepĜetržitý prĤtok, nebo na prĤtok pouze bČhem nádechové fázedýchání.
• Konektor þidla nádechu – slouží k rozlišení nádechové fázedýchání uživatele. V tomto místČ je pĜipojeno potrubí kanyly se
zdvojeným lumenem.
• Kanyla se zdvojeným lumenem – Jedná se speciální typ kanyly
se zdvojeným napojovacím potrubím pro použití s modelem
Companion 550. Jedno potrubí kanyly je napojeno na konektor
kyslíkového ventilu jednotky a zprostĜedkovává pĜítok kyslíku kuživateli. Druhé potrubí je pĜipojeno ke konektoru þidla nádechu
na jednotce a slouží k pĜenosu signálu o nádechu do ní.
Potrubí kanyly je vzájemnČ zamČnitelné.
PĜepínaþ pro nepĜetržitý /pĜerušovaný prĤtok
(pouze u modelu 550)
OdvzdušĖovací
ventilRegulátor
prĤtoku
Konektorkyslíkového
ventilu
Konektor þidla nádechu(pouze u modelu 550)PĜenosný
popruhUkazatelobsahuKanyla se zdvojeným
lumenem (pouze umodelu 550)

UmístČní plnicího
konektoru

Obrázek þ. 919PlnČní pĜenosné jednotkyPĜenosná jednotka se plní ze stacionární jednotky podle
následujících instrukcí.

UPOZORNċNÍ
Plnicí konektory musí být þisté asuché, aby v dĤsledku nízkých teplot
nedošlo k jejich poškození.
1.Zkontrolujte ukazatel obsahu na stacionární jednotce apĜesvČdþete se, zda se v ní nachází dostateþné množství
kapalného kyslíku k plnČní.
POZNÁMKA – Nepokoušejte se plnit pĜenosnou jednotku
Companion, pokud ukazatel obsahu signalizuje, že stacionární
jednotka je témČĜ prázdná.

Pouze pro model Companion® 1000T
OdstraĖte jímaþ vlhkosti otoþením ruþní matky o þtvrt otáþky protismČru hodinových ruþiþek.
2. Vyždímejte podložku upevnČnou nástavcem Velcro® a suchým
þistým a hladkým hadĜíkem vysušte oba plnicí konektory.
3. Uchopte pĜenosnou jednotku Companion do rukou a umístČte ji
vysunutou þástí pouzdra nad prohloubenou plochu obalu
stacionární jednotky (obrázek þ. 10).
4. Položte pĜenosnou jednotku Companion opatrnČ dolĤ azkontrolujte správné napojení plnicích konektorĤ.

Obrázek þ. 10

20

5. Položte jednu ruku na horní þást pĜenosné jednotky CompanionpĜímo nad plnicí konektor a zatlaþte ji pĜímo dolĤ. PĜi této akci byse jednotka mČla zapustit asi o 10mm. OpČt zkontrolujte správné
napojení plnicích konektorĤ.
6. Držte pĜenosnou jednotku v plnicí pozici a otevĜete páþku
odvzdušĖovacího ventilu (posunutím o 90° z normální polohy
vypnuto). Ozve se slyšitelné syþení (obrázek þ. 11).
POZNÁMKA: PĜi zaþátku plnČní zkontrolujte þas.

ZasunutíZasunutíOdvzdušĖovací
ventil

OdvzdušĖovací
ventilJEDNOTKA 500/550

JEDNOTKA 1000/1000T

Obrázek þ. 11

VAROVÁNÍ
BČhem plnČní nenechávejte pĜenosnou
jednotku Companion bez dozoru.

POZNÁMKA – BČhem plnČní se doporuþuje jednotku jednou rukou
lehce stlaþovat smČrem dolĤ. Tato akce slouží k zajištČní stabilní asprávné plnicí pozice. Po uplynutí 20-30 vteĜin od zaþátku plnČní
se doporuþuje nČkolikrát uzavĜít a znovu otevĜít odvzdušĖovací
ventil. Tím se odstraní led, který se mĤže vytváĜet kolem vĜetena
ventilu, a zabrání se problémĤm se zamrzlým ventilem v polozeotevĜeno.
21

7. V okamžiku, kdy dojde ke znatelné zmČnČ zvuku ucházejícího
plynu a na obalu stacionární jednotky se zaþne se vytváĜet hustý,bílý výpar, uzavĜete odvzdušĖovací ventil. Doba plnČní závisí na
teplotČ plnČného tČlesa. Maximální doba plnČní je pĜibližnČ 1,5
minuty.
POZNÁMKA – Pokud není z jakéhokoliv dĤvodu možné uzavĜít
odvzdušĖovací ventil a syþení pokraþuje, vyjmČte pĜenosnou
jednotku Companion stlaþením uvolĖovacího tlaþítka na stacionární
jednotce. OdvzdušĖování pĜenosné jednotky Companion za nČkolik
minut skonþí. Nechejte jednotku zahĜát, aby bylo možné uzavĜít
odvzdušĖovací ventil. To, aby se v pĜenosné jednotce obnovil tlak
nezbytný ke správnému toku kyslíku, mĤže vyžadovat dobu 2-3
hodiny bez prĤtoku.
8. Podržte pĜenosný popruh nad jednotkou, stlaþte uvolĖovacítlaþítko a vyjmČte pĜenosnou jednotku Companion ze stacionární
jednotky (obrázek þ. 12). BČhem této operace pĜenosnou jednotkuvždy pĜidržujte jednou rukou. Pokud se jednotky oddČlují ztČžka,je možné, že došlo k jejich zamrznutí. NIKDY JE NÁSILNċ
NEODDċLUJTE. Nechejte zamrzlé souþásti chvíli ohĜát a oddČlte
je po rozmrznutí ledu.

VÝSTRAHA
Dojde-li bČhem odpojování pĜenosné
jednotky Companion k úniku maléhomnožství kapalného kyslíku, zapojte jizpČt a pak ji znovu odpojte. Tím se uvolníled þi jiné pĜekážky. Pokud únik neustává,
zapojte jednotku zpČt a kontaktujte
dodavatele.
Dochází-li bČhem odpojování pĜenosné
jednotky Companion k úniku velkéhomnožství kapalného kyslíku, zĤstaĖte
v bezpeþné vzdálenosti a kontaktujte
dodavatele.

229. Zkontrolujte ukazatel obsahu kapalného kyslíku (obrázek þ. 13).
Množství kapaliny v pĜenosné jednotce Companion se mČĜípomocí vnitĜní váhy, která se nachází v postranní þásti jednotky.
Váha se uvádí do þinnosti zvednutím pĜenosné jednotky
za popruh, který je nejblíže ukazateli. Obsah kapaliny je patrný
z barevnČ rozlišené mČrky.
POZNÁMKA – Plastikový konektor na pĜenosném popruhu musíbýt pĜi kontrole obsahu kapalného kyslíku rozepnutý.

Obrázek þ. 12

Obrázek 13POZNÁMKA – PĜi kratším používání mĤžete pĜenosnou jednotku
Companion plnit jen þásteþnČ a to tak, že uzavĜete odvzdušĖovací
ventil dĜíve než obvykle. PĜenosná jednotka bude lehþí a nazmarpĜijde ménČ kyslíku.
Pouze pro model Companion® 1000TPĜipevnČte jímaþ vlhkosti vložením upevĖovadla a otáþením ruþní
matky po smČru hodinových ruþiþek tak dlouho, dokud nezapadne.
23

10.PĜipojte kyslíkové potrubí na konektor vývodu kyslíku z pĜenosné
jednotky a upevnČte kanylu nebo jiné dýchací zaĜízení na tváĜi
k pohodlnému pĜíjmu kyslíku.

Nastavte
kanylupohodlnČ na tváĜi
(obrázek þ. 14).
Jakmile je kanyla
upevnČna, nastavte
regulátor prĤtoku na
hodnotu pĜedepsanouošetĜujícím lékaĜem.

Standardní pozice kanyly(pohled zepĜedu)Standardní pozice kanyly(pohled zezadu)

Jiná pozice kanyly(pohled ze strany)

Obrázek þ. 14

Pouze pro model Companion® 550
UpevnČte jedno potrubí vedoucí z kanyly se zdvojeným lumenem
na konektor pĜívodu kyslíku jednotky Companion 550 (vrchníkonektor). UmístČte druhé potrubí kanyly na konektor þidla nádechu(níže umístČný konektor). Nastavte kanylu na tváĜi k pohodlnémupĜíjmu kyslíku.
POZNÁMKA – U potrubí kanyly se zdvojeným lumen nezáleží na
tom, ke kterému konektoru jednotky Companion 550 je pĜipojeno.

24

11.Nastavte regulátor prĤtoku pĜenosné jednotky na hodnotu
doporuþenou ošetĜujícím lékaĜem (obrázek þ. 15).
Regulátor prĤtoku
(nastaven na 2 l/min)POZNÁMKA – Nepoužívejte prĤtok vyšší,než jaký vám pĜedepsal ošetĜující lékaĜ.
Používejte pouze vyznaþená nastavení. – Pokud
se regulátor nachází v poloze mezi
jednotlivými prĤtoky, nebude ze zaĜízení
proudit kyslík.
Obrázek þ.15
Pouze pro model Companion® 550
Nastavte pĜepínaþ pro nepĜetržitý / pĜerušovaný prĤtok napožadovaný režim pĜísunu kyslíku – nepĜetržitý prĤtok kyslíku, neboprĤtok kyslíku pouze bČhem nádechové fáze dýchání(obrázek þ. 16).

NepĜetržitý prĤtok
(pouze pro prĤtok 1-6 l/min)PĜerušovaný prĤtok

Obrázek þ. 16

POZNÁMKA – Režim pĜerušovaného prĤtoku lze používat pouze
pro nastavení od 1 do 6 l/min. Používání pĜerušovaného prĤtoku
pĜi hodnotách nižších než 1 l/min mĤže ve srovnání s nepĜetržitým
prĤtokem zkrátit plánovanou dobu použití. PĜerušovaný prĤtok 1 l/min þi nižší mĤže mít rovnČž za následek lehce zvýšenou hladinu
kyslíku v krvi.
POZNÁMKA – PĜi použití pĜerušovaného prĤtoku u jednotky
Companion 550 krátce po jejím naplnČní mĤže nastat prĤtok
nepĜetržitý. V tomto pĜípadČ by se mČl bČžný pĜerušovaný prĤtok
obnovit v prĤbČhu 10 minut.
25

Použití pĜenosné jednotky Companion®
PĜenosnou jednotku Companion lze bČžnČ nosit na kterékoliv stranČ.
Jednotku lze pĜes rameno nosit pĜímo i napĜíþ. K maximálnímu pohodlíslouží nastavitelný popruh s podložkou. Spojením plastikového
konektoru na pĜenosném popruhu lze vytvoĜit rukojeĢ k nošení
nakrátko.

Pouze pro model Companion® 550
BČhem použití jednotky Companion 550 v režimu pĜerušovanéhoprĤtoku dochází k pĜísunu kyslíku v okamžiku, kdy jednotka rozpoznánádech uživatele. BČhem zbývající þásti nádechu mĤžete pocítitpĤvodní “vyfouknutí” kyslíku, po kterém následuje pĜísun kyslíku.
V prĤbČhu výdechové fáze dýchání nedochází k žádnému toku kyslíku.
Pokud je jednotka nastavena na nepĜetržitý prĤtok, dochází k pĜísunu
kyslíku po celou dobu dýchání.
PĜi nastavení prĤtoku v rozmezí od 1 do 6 l/min mĤže v režimu
pĜerušovaného prĤtoku dojít k výraznému prodloužení plánovanéhoþasu použití a zároveĖ ke snížení vysušovacího efektu, který mánepĜetržitý tok kyslíku na þásti nosní dutiny.

26ýištČní a Údržba

Na kyslíkové zaĜízení nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštČdla,leštidla nebo podobné olejové látky. Je-li þištČní nezbytné, použijte
pouze teplou vodu a jemný pĜípravek na nádobí. V tomto roztokunamoþte hadĜík a vytĜete doþista venkovní þásti zaĜízení.

VÝSTRAHA
Do žádného z ovládacích prvkĤ,plnicího konektoru a konektorupĜívodu kyslíku se nesmí dostat voda.

VÝSTRAHA
ZaĜízení se sami nikdy nepokoušejte
opravovat ani rozdČlávat. ZaĜízení semĤže ocitnout v nebezpeþném stavu,
nebo mĤže dojít k jeho poruše. Máteli jakékoliv problémy, dotazy nebo si
nejste jisti, zda je zaĜízení v poĜádku,kontaktujte dodavatele.

UPOZORNċNÍ
Naukazatelobsahunikdy
nepoužívejte þisticí nebo dezinfekþní
prostĜedky. Tyto látky niþí plastické
hmoty a ukazatel by se mohlprodČravČt nebo poškodit. Pokud je
to nezbytné, použijte k þištČní
ukazatele pouze hadĜík namoþený do
vody.
27

WaĪne Informacje
Zanim zaczniesz uĪywaü System Páynnego Tlenu
Companion ® zapoznaj siĊ z instrukcją obsáugi wcaáoĞci. Osoba która nie zapoznaáa siĊ z tą instrukcją,nie powinna obsáugiwaü lub stosowaü tego sprzĊtu.

Systemy Plynnego Tlenu Companion® przeznaczone są wyáącznie dodostarczania tlenu w celach medycznych i za zaleceniem lekarza. Tlen
dostarczany za pomocą tego aparatu sáuĪy do celów
uzupeániających i nie jest przeznaczony do podtrzymywaniaĪycia lub do utrzymywania przy Īyciu.
Instrukcja obsáugi sáuĪy do pomocy w bezpiecznej obsáudze Systemu
Páynnego Tlenu Companion® i maksymalnego wykorzystania go. JeĞli
posiadasz jakiekolwiek pytania lub wątpliwoĞci co do obsáugiurządzenia, proszĊ skontaktuj siĊ ze swoim dostawcą páynnego tlenu.

Spis treĞci
Ogólne OstrzeĪenia ......................................... Strona 29
Systemy Páynnego Tlenu Companion ........... Strona 34
Stacjonarne Urządzenia Companion ............. Strona 36CzĊĞci Urządzenia Stacjonarnego ................................................. Strona 36UĪywanie Urządzenia Stacjonarnego ............................................ Strona 40

PrzenoĞne Urządzenie Companion ............... Strona 42CzĊĞci Urządzenia Companion 1000/1000T .................................. Strona 42CzĊĞci Urządzenia Companion 500/550i ....................................... Strona 44
Napeánianie Urządzenia PrzenoĞnego ........................................... Strona 46
UĪywanie Urządzenia PrzenoĞnego ............................................... Strona 52

Czyszczenie i Konserwacja ............................ Strona 53
28OGÓLNE OSTRZEĩENIA
W Instrukcji Obsáugi zauwaĪysz trzy rodzaje ostrzeĪeĔ, na które
káadziemy szczególny nacisk i są one wyróĪnione poprzez inny rodzaj
druku. Czytaj je uwaĪnie i zrozum je. KaĪde z nich jest waĪne iodnosi siĊ do odpowiedniego tekstu i czynnoĞci.

OSTRZEĩ ENIE
OstrzeĪeniom towarzyszą symbole,
które
pokazują
rodzajniebezpieczeĔstwa. OkreĞlają one
warunki dotyczące utrzymywania
twojego bezpieczeĔstwa oraz innych.
Pokazane są teĪ czynnoĞci wymaganeabyzapobiecwypadkom.
Ignorowanie tych ostrzeĪeĔ moĪeprowadziü do kalectwa lub nawetĞmierci.

UWAGA
Uwagi
informują
na
temat
ewentualnego uszkodzenia danegourządzenia lub innych przedmiotów.
Ignorowanie moĪe spowodowaü
uszkodzenie
lubzniszczenieurządzenia.

PAMIĉTAJ: Adnotacje są wydrukowane pismem pochyáym i zawierają
waĪne informacje na temat prawidáowego uĪytkowania sprzĊtu.

29

2675=(Ü(1,(=DSR]QDM VL¿ ] GRNXPHQWDFMº
1LHSDOZSREOLÝXVSU]¿WX =DEUDQLDVL¿SDOHQLDSDSLHURVoZLW\WRQLXZPLHMVFXJG]LHNRU]\VWDVL¿]HVSU]¿WX
7U]\PDM PDWHULD¦\ ¦DWZRSDOQH ] GDOD RG VSU]¿WX
 2OHMH L W¦XV]F]H UoZQLHÝ NUHP\ GR WZDU]\ L
ZD]HOLQD ]DSDODMº VL¿ L VSDODMº JZD¦WRZQLH Z
REHFQRÑFLWOHQX1LJG\QLHQDROLZLDMÝDGQHMF]¿ÑFL
VSU]¿WX
1LH GRW\NDM S¦\QQHJR WOHQX OXE F]¿ÑFL NWoUH]RVWD¦\ QDUDÝRQH QD G]LD¦DQLH S¦\QQHJR WOHQX
3¦\QQ\WOHQMHVWEDUG]R]LPQ\ u)u& 'RWNQL¿FLH S¦\QQHJR WOHQX OXE F]¿ÑFL SRNU\W\FKS¦\QQ\P WOHQHP PRÝH VSRZRGRZD² ]DPURÝHQLH
VNoU\LWNDQNLFLD¦D
1LHSDOºF\VL¿LQLHWRNV\F]Q\JD] 7OHQMHVWQLH
SDOºF\PVL¿LQLHWRNV\F]Q\PJD]HP:]PRÝRQHU\]\NRRJQLD :\VRNLHVW¿ÝHQLHWOHQX
PRÝHVSRZRGRZD²JZD¦WRZQHVSDODQLHVL¿LQQ\FKVXEVWDQFML.RU]\VWDM ]H VSU]¿WX L WU]\PDM JR ]DZV]H Z
SR]\FML GR JoU\  -HÝHOL XU]ºG]HQLH VWDFMRQDUQH
RUD] SU]HQRÑQH Vº SU]HZUoFRQH WOHQ S¦\QQ\ OXEJD]RZ\ XORWQL VL¿ : WDNLP SU]\SDGNX Z\ZLHWU]
SRPLHV]F]HQLH SRSU]H] RWZDUFLH GU]ZL L RNLHQ
1DW\FKPLDVW SRZLDGRP VZRMHJR GRVWDZF¿S¦\QQHJRWOHQX

0)5



0DQXIDFWXUHUOSTRZEŻ ENIE
Trzymaj sprzęt z dala od elektrycznych urządzeń
– Używaj i przechowuj urządzenie stacjonarne orazprzenośne w odległości conajmniej 1.5 metra odurządzeń elektrycznych, które mogą spowodować
ogrzanie lub iskrzenie.
Trzymaj sprzęt tlenowy z dala od otwartego ognia– Źródeł ciepła takich jak, paleniska, bojlery na gorącą
wodę, oraz piece.
Przez cały czas przechowuj sprzęt w dobrze
wietrzonym miejscu – Urządzenia te czasami mogąwyzwalać małą ilość tlenu, który musi być szybko
wywietrzony. Nie przechowuj sprzętu do płynnego
tlenu w zamknięciu, w bagażniku samochodowym lub
innych zamkniętych miejscach. Nie nakrywaj sprzętu
ubraniami lub innymi materiałami.
Nie umieszczaj urządzenia przenośnego pod
ubraniem – Urządzenia te wydzielają tlen i noszenieurządzenia przenośnego pod ubraniem możespowodować nasycenie odzieży tlenem, a następnie
gwałtowne zapalenie się w pobliżu ognia.

SN

Numer Seryjny.
Kruche; Obchodzić się ostrożnie.
Przechowywać w miejscu suchym.
Tlen w formie płynnej z podłączenia
Tlen w formie gazowej z podłączeniaUrządzenie odpowiada wymogom 93/42/EEC dotyczącym
urządzeń medycznych. Jest zatem zaopatrzone w znak CE
jak pokazano.
To naczynie ciśnieniowe spełnia wymagania Dyrektywy
2010/35/EU dotyczącej transportowania sprzętu
ciśnieniowego. Wobec tego jest oznakowane znakiem PI
pokazanym tutaj.
31

5

1

2

3

4

&LÑQLHQLH URERF]H&LÑQLHQLHSUoEQH&L¿ÝDU RSDNRZDQLD
3RMHPQRÑ² ZRGQD=QDNLQVSHNFML61

1XPHU VHU\MQ\
3DWU],QVWUXNFMDREV¦XJL

$JžOJFOJF SPCPD[$JžOJFOJFQSØCOF

4//VNFS TFSZKOZ
1BUS[*OTUSVLDKBPCTVHJ$JŢƒBS PQBLPXBOJB
1PKFNOPžŗ XPEOB:NAK INSPEKCJISYSTEMY PàYNNEGO TLENU COMPANION®
Systemy Páynnego Tlenu Companion® przeznaczone są wyáącznie
do przechowywania i dostarczania tlenu w iloĞciach zaleconych
przez lekarza. System skáada siĊ z dwóch urządzeĔ: stacjonarnej
i przenoĞnej.
Urządzenie Stacjonarne: KaĪde Urządzenie Stacjonarne jestzbiornikiem páynnego tlenu, którego uĪywa siĊ do napeánieniaUrządzenia PrzenoĞnego. Są dwa podstawowe typy Urządzenia
Stacjonarnego – urządzenie standartowe które moĪe byü uĪyte
aby dostarczaü tlen do oddychania w domu, (wliczając Companion
21, Companion 31 & Companion 41) oraz urządzenie MaáegoZuĪycia (Companion 31LL) które pozwala na trzymanie páynnego
tlenu przez dáuĪszy okres czasu niĪ typowe urządzenie stacjonarne,
ale nie dostarcza tlenu do oddychania.
KaĪde urządzenie Stacjonarne musi byü okresowo napeánianeprzez dostawcĊ páynnego tlenu. CzĊstoĞü napeániania zaleĪy od
wielkoĞci okreĞlonej normy zuĪycia.
URZĄDZENIESTANDARTOWEURZĄDZENIE
MAàEGO ZUĩYCIA

Rysunek 1 – Stacjonarne Urządzenia Companion34Urządzenia PrzenoĞne: PrzenoĞne Urządzenie tlenu Companion
jest to podrĊczne, lekkie urządzenie, które zaopatruje uĪytkownika
w tlen, w domu i na zewnątrz. Napeánia sią je z Urządzenia
Stacjonarnego Companion® .
Rodzaje przenoĞnych urządzeĔ – Companion 1000 (jednolitrowy
model z maksymalnym przepáywem 6 L/min), Companion 1000T(jednolitrowy model z maksymalnym przepáywem 15 L/min),Companion 500 (póálitrowy model) and Companion 550 (póálitrowy
model z pneumatycznym zaworem, który wydáuĪa czasuĪytkowania, gdyĪ tlen przepáywa tylko podczas wdychania.
(Nie wszystkie modele są wszĊdzie dostĊpne).
URZĄDZENIE
1000URZĄDZENIE
1000TURZĄDZENIE 500URZĄDZENIE 550

Rysunek 2 – PrzenoĞne Urządzenia Companion
35URZĄDZENIA STACJONARNE COMPANION®
CzĊĞci Urządzenia Stacjonarnego
Companion ®
Zapoznaj siĊ z róĪnymi czĊĞciami urządzenia opisanego poniĪej i
pokazanego na Rysunku 3.
• WskaĨnik zawartoĞci – wskazuje iloĞü páynnego tlenu
pozostaáego w urządzeniu Stacjonarnym. Jest to widoczne z góryurządzenia.
• Przyrząd pomiarowy ciĞnienia – (Opcyjny) wskazuje stan ciĞnieniawewnątrz urządzenia Stacjonarnego. CiĞnienie w urządzeniu
Stacjonarnym jest odpowiednie, kiedy wskaĨnik znajduje siĊ na
kolorze ciemnoniebieskim.
• PokrĊtáo kontroli przepáywu – (za wyjątkiem ‘Maáego ZuĪycia’)reguluje przepáyw tlenu ze Ĩródáa tlenu do oddychania. Musi byü
ustawione na jednostkĊ przepáywu tlenu zaleconą przez lekarza.
Uwaga: Przed wyáączeniem przekrĊü pokrĊtáo na O.
• Punkt dostarczania tlenu do oddychania – (za wyjątkiem ‘MaáegoZuĪycia’) ten áącznik jest punktem w którym kaniula lub innyprzyrząd do oddychania jest podáączony dla bezpoĞredniego
oddychania z urządzenia stacjonarnego. NawilĪacz typu‘pĊcherzykowatego’ moĪe byü podáączony przed przyáączeniem
rurek.

36

WskaĨnik ZawartoĞci

Punkt
dostarczania
tlenu dooddychania(za wyjątkiem ‘MaáegoZuĪycia’)Przyrząd PomiarowyCiĞnienia – (Opcyjny)Urządzenie Maáego ZuĪycia posiada
Przyrząd Pomiarowy CiĞnienia
umieszczony w miejscu gdziepokrĊtáo Kontroli Przepáywu.

PokrĊtáo Kontroli Przepáywu(za wyjątkiem ‘Maáego ZuĪycia’)Rysunek 3 – CzĊĞci Skáadowe Urządzenia Stacjonarnego37CzĊĞci Skáadowe Urządzenia Stacjonarnego(ciąg dalszy)
Po nastĊpujące elementy zobacz Rysunek 4:• àącznik Napeánienia – znajduje siĊ w Ğrodku na górze urządzenia
Stacjonarnego. Podczas napeániania urządzenia PrzenoĞnego,áączy siĊ ze záączką na spodzie urządzenia PrzenoĞnego.
• Osáona àącznika Napeániania – zabezpiecza górny áącznik
napeániania podczas gdy nie jest w uĪyciu. Zawsze zaáóĪ osáonĊ
áącznika po skoĔczonym napeánianiu urządzenia PrzenoĞnego.

OSTRZEĩENIE
DuĪe NiebezpieczeĔstwo. Páynny tlenmoĪe ulotniü sią z áącznika napeániania.
Nie obniĪaj lub poruszaj gáówki áącznika
napeániania.

• Przycisk Zwalniacza do urządzenia PrzenoĞnego – uĪywa siĊ gopo skoĔczonym napeánianiu, aby odáączyü urządzenia PrzenoĞne
napeániane doáem od urządzenia Stacjonarnego.

38

Osáona àącznika
Napeániania (Opcyjna)àącznik Napeániania

Przycisk
ZwalniaczaUrządzenia
PrzenoĞnego

Rysunek 4 – CzĊĞci Skáadowe Urządzenia Stacjonarnego
39UĪywanie Urządzenia Stacjonarnego
Dostarczone urządzenie Stacjonarne przez twojego dostawcĊ páynnego
tlenu, jest wypeánione tlenem. Urządzenie Stacjonarne zostanienapeánione ponownie w razie potrzeby w zaleĪnoĞci od potrzeb
indywidualnego uĪytkownika.
Urządzenie Stacjonarne moĪe byü uĪyte do napeániania tlenemurządzeĔ PrzenoĞnych. Jak napeániaü, zobacz rozdziaá ‘NapeánianieUrządzenia PrzenoĞnego’ w instrukcji obsáugi.
Urządzenie Stacjonarne Companion moĪe zostaü uĪyte bezpoĞrednio
jako Ĩródáo tlenu do oddychania (za wyjątkiem urządzeĔ MaáegoZuĪycia). Dla tego zastosowania, nawilĪacz (optional), kaniula nosowa
lub inny przyrząd do oddychania jest podáączony bezpoĞrednio dourządzenia Stacjonarnego w nastĊpujący sposób:.
1. JeĪeli uĪyty jest nawilĪacz, wypeáĔ go destylowaną wodą doodpowiedniego poziomu okreĞlonego w instrukcji nawilĪacza.
Podáącz nawilĪacz do punktu poboru tlenu do oddychania naurządzeniu Stacjonarnym. (Rysunek 5).

Przewód Tlenowy

Punkt Poboru Tlenu
Do Oddychania

NawilĪacz
(Opcyjny)

Rysunek 5 – Przygotowanie Urządzenia
Stacjonarnego Do Oddychania40

2. Podáącz przewód tlenowy od kaniuli do punktu poboru tlenu do
oddychania lub do áącznika nawilĪacza, jak przeznaczone.
Dopasuj rurkĊ do twarzy (Rysunek 6).

Typowa Pozycja Kaniuli(Widok z przodu)

Typowa Pozycja Kaniuli

Kolejna Pozycja Kaniuli(Widok z boku)(Widok z boku)

Rysunek 6 – Podáączając KaniulĊ Nosową
3. Ustaw pokrĊtáo kontroli przepáywu, umieszczone na górnej czĊĞci
urządzenia Stacjonarnego, na jednostce zaleconej przez twojego
lekarza.
UWAGA: Ustawiaü dokáadnie na podziaáce – tlen nie bĊdzie
przepáywaá jeĪeli pokrĊtáo ustawione jest pomiĊdzy podziaákami.
Nie ustawiaj przepáywu powyĪej tego co zaleciá lekarz. W
przypadku kiedy uĪyty jest nawilĪacz, sprawdĨ równomierny
strumieĔ pĊcherzyków. ĝwiadczy to o tym, Īe tlen przepáywa.
4. WskaĨnik zawartoĞci urządzenia Stacjonarnego wskaĪe poziom
páynnego tlenu w urządzeniu. WskaĨnik ten powinien byü
sprawdzony okresowo dla upewnienia siĊ, Īe tlenu jest
wystarczająco.
5. Podczas uĪywania, wilgoü skrapla siĊ na wewnĊrznychĞciankach urządzenia. Kopuáka skraplacza jest dostarczona.
41URZĄDZENIE PRZENOĝNE COMPANION®
CzĊĞci Skáadowe Companion® 1000/1000T
Zapoznaj siĊ z róĪnymi czĊĞciami urządzenia opisanego poniĪej
i pokazanego na Rysunku 7.
• Zawór Napeániania – uĪywany do napeániania urządzenia.
Podczas gdy urządzenie jest poáączone z urządzeniem
stacjonarnym musisz odciągnąü dĨwigniĊ zaworu aby napeániüurządzenie. Aby zatrzymaü napeánianie wracamy dĨwigniĊ
zaworu do pozycji wyjĞciowej.
• àącznik Napeániania – sáuĪy do podáączenia do urządzenia
Stacjonarnego i znajduje siĊ w dolnej czĊĞci urządzenia.

Zawór
Napeániania
àącznik
Napeániania

Rysunek 7

Zobacz Rysunek 8 po nastĊpujące pozycje:• PokrĊtáo Kontroli Przepáywu – sáuĪy do ustawienia prawidáowego
przepáywu tlenu w iloĞciach zaleconych.
42CzĊĞci Skáadowe Urządzenia PrzenoĞnego
Companion® 1000/1000T (ciąg dalszy)• WskaĨnik ZawartoĞci – znajduje siĊ w górnej czĊĞci urządzenia
przenoĞnego. Strzaáka wskaĪe jak duĪo tlenu pozostaáo wurządzeniu, poprzez poluzowanie plastykowego áącznika iobniĪenie urządzenia na pasku od strony bliskiej do wskaĨnika.
• Wylot Tlenu – pozwala na podáączenie kaniuli która doprowadza
tlen do oddychania.
• Kopuáka Skraplacza i Wkáadka (Tylko 1000T) – pamaga w
skropleniu, kiedy páynny tlen jest ogrzany do postaci gazowej.
• Pasek – Jest to regulowany pasek który pozwala uĪytkownikowi
zakáadaü urządzenie na ramieniu. Plastykowy áącznik na pasku
daje moĪliwoĞü skrócenia paska. Pasek jest uĪywany równieĪ
do mierzenia zawartoĞci Companion 1000/1000T (zobaczWskaĨnik ZawartoĞci).

Pasek

Wylot Tlenu
WskaĨnikZawartoĞci
Kontrola
Przepáywu

Kopuáka
Skraplacza(C1000T Only)

Rysunek 843CzĊĞci Skáadowe Companion® C500/550
Zapoznaj siĊ z róĪnymi czĊĞciami urządzenia poniĪej opisanego ipokazanego na Rysunku 9.
• Zawór Napeániania – Operowany za pomocą dĨwigni, umoĪliwiauĪytkownikowi napeániü urządzenie. àącząc Companion 500/550
do Urządzenia Stacjonarnego Companion, uĪytkownik
rozpoczyna nastĊpnie napeánianie poprzez otwarcie zaworu
napeániania i koĔczy poprzez zamkniĊcie zaworu napeániania.
• Kontrola Przepáywu – Ten obrotowy zawór kontroluje iloĞü
przepáywającego tlenu z urządzenia i powinien byü ustawiony nailoĞü przepáywu tlenu zaleconego dla uĪytkownika.
• àącznik Wylotu Tlenu – tlen wydostający siĊ z urządzenia jest
dostarczany poprzez wylot. Rurka tlenowa jest podáączona tutaj.
• WskaĨnik ZawartoĞci – ZawartoĞü páynnego tlenu w urządzeniu
jest mierzona przez wewnĊtrzny mechanizm wagowy. Poziom
tlenu w urządzeniu jest wskazywany poprzez luzowanie
plastykowego áącznika i obniĪenia urządzenia na pasku od strony
bliskiej do wskaĨnika.
• àącznik Napeániania – Rolą tego áącznika podczas poáączenia z
jego pochodnym áącznikiem z urządzenia stacjonarnego, jest
zapewnienie przepáywu pomiĊdzy tym urządzeniem a
Companion 500/550.
• Pasek – Jest to regulowany pasek który pozwala uĪytkownikowi
przewiesiü urządzenie przez ramiĊ.Plastykowe áączenie na pasku
pozwala na zmianĊ dáugoĞci paska aĪ do rozmiaru uchwyturĊcznego.Pasek jest takĪe uĪywany przy mierzeniu zawartoĞci
w Companion 500/550 (zobacz WskaĨnik ZawartoĞci).

44Urządzenie PrzenoĞne C550 TYLKO, zawiera:• Staáy / Zapotrzebowanie Przeáącznik Przepáywu – Przeáącznik
ustala tryb dostarczania tlenu, dla staáego przepáywu lub tylko
podczas czĊĞci wdechowej kaĪdego oddechu.
• àącznik Czujnika Wdechu – Wdechowy wysiáek uĪytkownika jest
odczuwany przez ten áącznik. TakĪe dwustrumieniowa rurka
kaniuli jest tutaj podáączona• Dwustrumieniowa Kaniula – Jest to specjalna kaniula z dwomapoáączonymi rurkami do uĪywania z Companion 550. Jedna rurka
kaniuli jest podáączona do áącznika wylotu tlenu na urządzeniu ikieruje przepáyw tlenu do uĪytkownika. Druga rurka jestpodáączona do áącznika czujnika wdechu i kieruje sygnaáwdechowy do urządzenia. Rurki kaniuli są wzajemnie wymienne.

Staáy / Zapotrzebowanie
Przeáącznik Przepáywu(Tylko 550)
Zawór
Napeániania
PokrĊtáo
Przepáywu
àącznik Wylotu
Tlenuàącznik Czujnika
Wdechu (Tylko 550)
Pasek

WskaĨnikZawartoĞci

Dwustrumieniowa
Kaniula (Tylko 550)

Umiejscowienieàącznika
Napeániania

Rysunek 945

Napeánianie Urządzenia PrzenoĞnego
Napeánianie Urządzenia PrzenoĞnego Companion z urządzenia
Stacjonarnego.

UWAGAàącznik napeániania musi byü czysty
i suchy aby zapobiec wadliwej pracy
wskutek zamarzniĊcia.
1. SprawdĨ wskaĨnik zawartoĞci na urządzeniu stacjonarnym aby
upewniü siĊ, Īe jest wystarczająco páynnego tlenu do napeánienia.
PAMIĉTAJ – Nie próbuj napeániaü Urządzenia PrzenoĞnego
Companion, jeĪeli wskaĨnik zawartoĞci urządzenia stacjonarnego
jest blisko pustego.

Dla Companion® 1000T tylko
UsuĔ KopuákĊ Skraplacza poprzez obrócenie palcami nakrĊtki o
1/4 -zgodnie ze wskazówkami zegara.
2. WyĪmij WkáadkĊ Skraplacza, mocowaną na rzep Velcro ®.
UĪywając czystej i suchej szmatki, oczyĞü wszystkie czĊĞci
áączników.
3. ObniĪaj Urządzenie PrzenoĞne Companion uĪywając obu dáoni
i unieĞ jego obudowĊ w pasującym wgáĊbieniu na urządzeniu
stacjonarnym (Rysunek 10).
4. ObniĪaj Urządzenie PrzenoĞne Companion uwaĪnie aby
zapewniü prawidáowe poáączenie áączników napeániających.

Rysunek 10

46

5. PoáóĪ jedną rĊkĊ na górnej czĊĞci Urządzenia PrzenoĞnego
Companion bezpoĞrednio na áączniku napeániania i naciĞnij. ObniĪyto Urządzenie PrzenoĞne Companion o okoáo 100 mm, i zapewni
poprawne poáączenie áączników napeániania.
6. Trzymając urządzenie PrzenoĞne w pozycji napeániania, przesuĔ
dĨwigniĊ zaworu napeániania do pozycji otwartej (90° od normalnej
pozycji). To spowoduje raczej gáoĞny syk (Rysunek 11).
PAMIĉTAJ: Zanotuj czas rozpoczĊcia napeániania .
NaciĞnijNaciĞnij

Zawór
Napeániania

Zawór
Napeániania

Urządzenie
1000/1000TUrządzenie
500/550

Rysunek 11

OSTRZEĩ ENIE
Nie
pozostawiaj
przenoĞnego
urządzenia
podczasoperacjinapeániania.

PAMIĉTAJ – Jedną rĊką powinno kontynuowaü siĊ ucisk naurządzenie podczas napeániania, aby zapewniü stabilnoĞü iodpowiednią pozycjĊ. Po okoáo 20-30 sekundach wskazane jest
zamknąü i otworzyü zawór napeániania, raz lub kilka razy. Spowoduje
to pĊkniĊcie lodu, który moĪe siĊ tworzyü dookoáa zaworu, a takĪe
pomoĪe uniknąü problemu z otwarciem.
47

7. JeĪeli zaszáy zauwaĪalne zmiany dĨwiĊkowe podczas
napeániania gazem, a nastĊpnie wydzielanie gĊstej, biaáej parydookoáa pokrywy urządzenia Stacjonarnego, zamknij zawór
napeániania. Czas wypeániania moĪe byü róĪny w zaleĪnoĞci odtemperatury wypeánianego kontenera. Maksymalny czas wynosi
okoáo 1 1/2 minuty.

PAMIĉTAJ – JeĪeli z jakiegokolwiek powodu zawór napeániania nie
zamknąá siĊ i syczenie nie ustaje, usuĔ Urządzenie PrzenoĞne
Companion naciskając przycisk zwalniacza na urządzeniu
stacjonarnym. Urządzenie PrzenoĞne Companion w ciągu kilku
minut przestanie napeániaü siĊ. Pozwól aby urządzenie ogrzaáo siĊ,do czasu kiedy zawór napeániania moĪe zostaü zamkniąty.
Wymagana jest przerwa okoáo 2-3 godzin od napeániania, abyUrządzenie PrzenoĞne Companion odzyskaáo odpowiednieciĞnienie dla prawidáowego przepáywu tlenu.
8. Rozáącz Urządzenie PrzenoĞne Companion od urządzenia
Stacjonarnego, trzymając za pasek powyĪej urządzenia i
naciskając przycisk zwalniacza (Rysunek 12). Zawsze trzymajUrządzenie PrzenoĞne Companion jedną rĊką podczasrozáączania. JeĪeli są trudnoĞci z rozáączeniem urządzenia, toznaczy Īe zamarzá. NIE STOSUJ SIàY. Pozwól aby zamroĪone
czĊĞci ogrzaáy siĊ przez kilka minut a lód roztopniaá i ponów próbĊ.

OSTRZEĩENIE
W przypadku wyciekniĊcia niewielkiejiloĞci páynnego tlenu podczas rozáączaniaUrządzenia PrzenoĞnego Companion,
ponownie poáącz i rozáącz urządzenie. To
powinno pomóc usunąü lód lub inne
przeszkody. JeĪeli przeciek nie ustaje,poáącz urządzenie ponownie i powiadom
swojego dostawcĊ páynnego tlenu.
W przypadku wyciekniĊcia wiĊkszej iloĞci
páynnego tlenu podczas rozáączaniaUrządzenia PrzenoĞnego Companion, nie
dotykaj niczego i powiadom dostawcĊ
páynnego tlenu.
48

9. SprawdĨ áącznik zawartoĞci páynnego tlenu (Rysunek 13). IloĞü
páynu zawartego w Urządzeniu PrzenoĞnym Companion jest
mierzona przez wenĊtrzną miarkĊ, która wbudowana jest na bokuurządzenia.
Miarka jest uaktywniona poprzez podniesienie paska w
pobliĪu wskaĨnika Urządzenia PrzenoĞnego Companion.
ZawartoĞü páynu jest pokazana na zakolorowanej czĊĞci przyrządu
pomiarowego ciĞnienia.
PAMIĉTAJ – Plastykowy áącznik na pasku musi byü zwolniony
podczas sprawdzania zawartoĞci páynnego tlenu.

Rysunek 12
Rysunek 13PAMIĉTAJ – JeĪeli planowany czas uĪycia jest krótki, moĪesz
czĊĞciowo napeániü Urządzenie PrzenoĞne Companion poprzezzamkniĊcie otworu zaworu wczeĞniej niĪ to robisz normalnie. W ten
sposób, twoje urządzenie przenoĞne bĊdzie lĪejsze, a ty
zaoszczĊdzisz tlen.
Dla Companion® 1000T tylko
ZaáóĪ kopuákĊ skraplacza poprzez zamkniĊcie i obrócenie nakrĊtki
palcami zgodnie ze wskazówkami zegara, aĪ zaskoczy w pozycji.
49

10.UmieĞü przewód tlenowy w wylocie áącznika tlenu Urządzenia
PrzenoĞnego Companion i dopasuj kaniula oraz inne przyrządy
do oddychania do twarzy tak, aby pobieraü tlen komfortowo.

Dopasuj
kaniulaodpowiednio
dotwarzy (Rysunek 14).
NastĊpnie, przekrĊü
KontrolkĊ Przepáywu
do zaleconej jednostki.

Typowa Pozycja Kaniuli(Widok z frontu)

Typowa Pozycja Kaniuli(Widok z boku)

Kolejna Pozycja Kaniuli(Widok z boku)

Rysunek 14

Dla Companion® 550 tylko
Poáącz jedną z rurek dwustrumieniowej kaniuliz wylotem áącznika
tlenu Companion 550 (górny áącznik).Poáącz drugą z rurek kaniuliz áącznikiem czujnika wdechu (dolny áącznik). Dopasuj kaniula dotwarzy tak, aby pobieraü tlen komfortowo.
PAMIĉTAJ – Rurki dwustrumieniowej kaniuli mogą byü wzajemnie
wymienne na áącznikach Companion 550.

50

11. Ustaw pokrĊtáo kontroli przepáywu na Urządzeniu PrzenoĞnym
Companion jak zalecono (Rysunek 15).
PokrĊtáo Kontroli Przepáywu(ustawione na 2 L/min)PAMIĉTAJ – Nie ustawiaj przepáywupowyĪej tego co zaleciá lekarz. Nie
ustaw pokrĊtáa knotroli przepáywupomiĊdzy miejscami zaznaczonymi
na podziaáce. Tlen bĊdzie przepáywaá
tylko wtedy, jeĪeli pokrĊtáo bĊdzie
ustawione dokáadnie na jednym z
zaznaczonych miejsc na podziaáce.

Rysunek 15

Dla Companion® 550 tylko
Staáy / Zapotrzebowanie Przeáącznik Przepáywu – Przeáącznik ustalatryb dostarczania tlenu, staáy przepáyw lub tylko podczas czĊĞci
wdechowej kaĪdego oddechu. (Rysunek 16).

Staáy Przepáyw (Przepáywa
tylko od 1-6 L/min)Przepáyw Wedáug
Zapotrzebowania

Rysunek 16PAMIĉTAJ – Przepáyw wedáug zapotrzebowania moĪe byü uĪyty
od 1 to 6 L/min tylko. Stosowanie trybu przepáywania wedáug
zapotrzebowania poniĪej 1 L/min moĪe skróciü planowany czas w
porównaniu do staáego przepáywu.Nieznacznie podniesiony stantlenu w krwi moĪe byü rezultatem ustawienia przepáywu wedáug
zapotrzebowania równo lub mniej niĪ 1 L/min.
PAMIĉTAJ – Kiedy przepáyw w urządzeniu Companion 550
ustawiony jest wedáug zapotrzebowania i urządzenie uĪywane jest
bezpoĞrednio po napeánieniu, tlen moĪe przepáywaü stale. W tym
przypadku, normalny przepáyw wedáug zapotrzebowania pojawi siĊpo okoáo 10 minutach.
51

UĪywanie Urządzenia PrzenoĞnego Companion®
Urządzenie PrzenoĞne Companion moĪe byü zakáadane po obu bokachciaáa. urządzenie moĪe byü przewieszone przez ramiĊ lub ukosem.
Regulowany pasek zapewnia maskymum komfortu. Plastykoweáączenie na pasku pozwala na zmianĊ dáugoĞci paska aĪ do rozmiaru
uchwytu rĊcznego.

Dla Companion® 550 tylko
Podczas uĪywania Companion 550 w ustawieniu przepáywu wedáug
zapotrzebowania, tlen jest dostarczany w momencie kiedy urządzenie
wyczuje wdech uĪytkownika. Po pierwszym “wydmuchniĊciu” tlenu,
tlen zaczyna przepáywaü normalnie aĪ do koĔca wdychania. Tlen nie
przepáywa podczas podczas fazy wydychania. Kiedy urządzenie jest
ustawione w trybie staáym, tlen przepáywa podczas caáego cyklu
oddychania.
Ustawienie od 1 to 6 L/min wedáug zapotrzebowania, moĪe znacząco
zwiĊkszyü planowany czas uĪytkowania, ale jednoczeĞnie zmniejszyü
efekt wysuszania dróg nosowych jak w staáym przepáywie tlenu.

52

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Nie uĪywaj alkoholu, rozpuszczalników, past, ani innych olejowych
substancji na urządzenia tlenowe. JeĪeli wymagane jest czyszczenie,uĪywaj tylko ciepáej wody i delikatnych Ğrodków do mycia naczyĔ.
Wilgotną Ğciereczką z odrobiną Ğrodka, wytrzyj zewnĊtrzną czĊĞü
urządzenia aĪ pozostanie czyste.

OSTRZEĩ ENIE
Nie pozwól aby woda przedostaáa siĊ
do czĊĞci kontrolnych, áącznika
napeániania, lub áącznika tlenu.

OSTRZEĩ ENIE
Nigdy nie próbuj reperowaü lub
demontowaü urządzenia. MógábyĞ
spowodowaü niebezpieczną sytuacjĊ
lub spowodowaü uszkodzenieurządzenia. W razie problemów,pytaĔ, lub niepewnoĞci jak uĪywaü
urządzenie, skontaktuj siĊ z
reprezentantem od páynnego tlenu.

PAMIĉTAJ
Nigdy
nie
stosujĞrodków
dezynfekcyjnych lub odczynników
czyszczących
dowskaĨnikazawartoĞci. Mogą one zaatakowaü
plastyk i spowodowaü przeciekanie
lub zniszczenie wskaĨnika. UĪywaj
tylko wilgotnej Ğciereczki z wodą doczyszczenia wskaĨnika jeĪeli zajdzie
potrzeba.
53

Fontos figyelmeztetés
Ne próbálja mĦködtetni Companion ® cseppfolyós
oxigén rendszerét, amíg ezt a kézikönyvet el nem
olvasta és tartalmát meg nem értette. Senkinek sem
szabad ezt a berendezést kezelni vagy mĦködtetni, aki
nem olvasta a használati utasítást.

A Companion cseppfolyós oxigén rendszerek kizárólag az orvosaáltal elĘírt gyógyászati oxigén adagolására valók. A berendezésáltal szolgáltatott oxigén csupán pótlólagos használatra való,
nem életfenntartásra.
Ennek a kézikönyvnek a rendeltetése az, hogy megkönnyítse a
Companion cseppfolyós oxigén rendszerek biztonságoshasználatát, és maximálissá tegye hasznosságát. Ha bármi
kérdése van a berendezés mĦködtetését illetĘen, szíveskedjék
cseppfolyós oxigén szolgáltatójának tanácsát kérni.

TartalomjegyzékÁltalános elĘvigyázatossági rendszabályok ...... 55
Companion cseppfolyós oxigén rendszerek...... 60
Companion telepített egységek............................ 62
Telepített egységek alkatrészei ......................................................... 62
Telepített egységek használata ......................................................... 66

Companion hordozható egységek ...................... 68
A Companion 1000/1000T egység alkatrészei ................................ 68
A Companion 500/550 egységek alkatrészei ................................... 70
A hordozható egység töltése ............................................................. 72
A hordozható egység használata ...................................................... 78

Tisztítás és karbantartás ....................................... 7954ÁLTALÁNOS ELėVIGYÁZATOSSÁGI
RENDSZABÁLYOK
A kézikönyvben mindvégig háromfajta jelzéssel fog találkozni,
amelyet a szöveg különösen kiemel. Fontos, hogy gondosan
elolvassa és megértse ezeket a figyelmeztetéseket. Valamennyi
lényeges, és a mellette álló szövegre vonatkozik.

VIGYÁZAT
A vigyázatra intĘ szöveget amegfelelĘ jel kíséri a veszélyt leíró
szöveget tartalmazó kockában. Ezek
az Ön vagy mások személyes
biztonságára vonatkoznak. A sérülés
elkerülését célzó utasítás áll utánuk.
E figyelmeztetések elhenyagolása
halál, vagy sérülés veszélyével jár.

FIGYELEM
Ezek a figyelmeztetések a berendezés,vagy
más
tárgyaksérülési
lehetĘségeire vonatkoznak. Ha
figyelmen kívül hagyja, kárt okozhat,
vagy mĦködésképtelenné teheti a
berendezést.

FIGYELEM: A dĘlt betĦkkel szedett jwgyzetek fontos információt
tartalmaznak a berendezés helyes használatát illetĘen.

55

9,*<=$7$ IHOYLOgJRVmWgVW D GRNXPHQWgFLo DGMD PHJ$ EHUHQGH]kV Nq]HOkEHQ WLORV D GRKgQ\]gVdJËFLJDUHWWgYDOYDJ\HJ\kEGRKgQ\QHPÙYHOQHPV]DEDGEHOkSQLDEEDDKHO\LVkJEHDKRODNkV]sOkNPÙNqGLN
0LQGHQ J\rOkNRQ\ DQ\DJRW WDUWVRQ WgYRO D
EHUHQGH]kVWËO  2ODMRN kV ]VmURN EHOHkUWYH D]
DUFNUkPHNHWkVYD]HOLQWLVNqQQ\HQJ\XOODGQDNkV
J\RUVDQ kJQHN R[LJkQ MHOHQOkWkEHQ $ NkV]sOkN
HJ\HWOHQDONDWUkV]kWVHPV]DEDGVRKDRODMR]QL
1H kULQWVHQ FVHSSIRO\oV R[LJkQW YDJ\ RO\DQ
DONDWUkV]W DPHO\ FVHSSIRO\oV R[LJkQQHN YROWNLWkYH  $ FVHSSIRO\oV R[LJkQ UHQGNmYsO KLGHJu)u&  &VHSSIRO\oV R[LJkQ YDJ\ D]
DQ\DJRWV]gOOmWoDONDWUkV]HNkULQWkVkUHDEËUYDJ\
HJ\kEWHVWUkV]HNV]qYHWHLPHJIDJ\KDWQDNdJKHWHWOHQ QHP PkUJH]Ë Jg]  $] R[LJkQ
kJKHWHWOHQQHPPkUJH]ËJg]
7Ù]J\RUVmWgV YHV]kO\H  $] R[LJkQ QDJ\NRQFHQWUgFLoEDQ IHOJ\RUVmWKDWMD PgV DQ\DJRN
kJkVkW$ EHUHQGH]kVW PLQGHQNRU gOOo KHO\]HWEHQ NHOO
WDUWDQL  +D DNgU D WHOHSmWHWW DNgU D KRUGR]KDWo
HJ\VkJHWIHOIRUGmWMXNJg]QHPÙYDJ\FVHSSIRO\oV
R[LJkQ V]LYgURJ EHOËOH +D FVHSSIRO\oV gOODSRWr
R[LJkQ V]LYgURJ NL DMWo kV DEQODNQ\LWgVVDO
V]HOOË]WHVVsNDKHO\LVkJHW$]RQQDOkUWHVmWHQLNHOO
DV]ROJgOWDWoW

0)5


*\gUWoVIGYÁZAT
Tartsa távol a berendezést villamos készülékektől
– Akár a telepített, akár a hordozható berendezést
legalább másfél méter távolságra kell tartani ésműködtetni minden olyan villamos készüléktől, amely
hőt gerjeszthet, vagy szikrázhat.
Az oxigén berendezést távol kell tartani nyílt
lángtól – Kemencékhez, vízmelegítőkhöz, kályhákhoz
hasonló hőforrásokban éghet nyílt láng.
A berendezést mindenkor jól szellőztetetthelyiségben kell tartani – Ezekből az egységekből
időnként csekély mennyiségű oxigén gáz szabadul
ki, amelyet megfelelően el kell szellőztetni. Ne
tartson cseppfolyós oxigén készüléket szekrényben,
gépkocsi csomagtartójában, vagy más szűk és zárt
helyen. A berendezésre nem szabad ruhát, vagy terítőt
helyezni.
Ne hordja a hordozható egységet ruha alatt – Ezeka készülékek rendszerint oxigént bocsátanak ki, s
ha a hordozható egységet ruha alatt hordja, a ruha
anyaga oxigénnel telítődhet és gyorsabban ég, ha
meggyullad.

SN

Sorszám.
Törékeny; gondosan kezelendő.
Szárazon kell tartani.
Folyékony halmazállapotú oxigén acsatlakozásnál
Gáz halmazállapotú oxigén a csatlakozásnál
Ez a szerkezet megfelel a gyógyászati eszközökre vonatkozó
93/42/EEC előírás követelményeinek, ezért van rajta az ittábrázolt CE jelzés.
Ez a nyomás alatt álló edény megfelel a 2010/35/EU direktíva hordozható, nyomás alatt álló berendezésekre vonatkozó követelményeinek. Ezért a mellékelt PI jelet viseli.

57

5

1

2

3

4

0ÙNqGËQ\RPgV
7HV]W Q\RPgV
7DUHWqPHJ
9m]WDUWDORP.RQWUROOMHO61

6RUR]DWV]gP/gVG D Nk]LNqQ\YEHQ

.ƆLÚEŸOZPNÈT
4ESZT NYOMÉS

4/

4PSP[BUT[ÈN,ÉSD A KÏZIKÚNYVBEN

4ARE TÚMEG
6ÓZ TARTALOM+ONTROLL JELCOMPANION® CSEPPFOLYÓS OXIGÉNRENDSZEREKA Companion cseppfolyós oxigén rendszert arra szerkesztették,
hogy oxigént raktározzon, és meghatározott adagolásban
szolgáltassa a betegnek.
Telepített egységek: Minden telepített egység cseppfolyós oxigén
tartály, amelybĘl feltöltheti hordozható egységét. A telepített
egységeknek két alaptípusa van – a szabványos egység, amely
arra használható, hogy belélegezhetĘ oxigént szolgáltasson a beteg
otthonában (ilyen a Companion 21, a Companion 31 és aCompanion 41), valamint a KisveszteségĦ egység (Companion
31LL), amelyben sokkal tovább lehet cseppfolyós oxigént tárolni,
mint a tipikus telepített egységben, de amely nem szolgáltat belégzĘ
oxigént.
Minden telepített egységet idĘnként fel kell töltenie egy cseppfolyós
oxigén szolgáltatónak. A feltöltés gyakorisága a használat mértékétĘlfügg.
SZABVÁNYOS
EGYSÉGKISVESZTESÉGĥ
EGYSÉG

1. ábra – Companion telepített egységek
60

Hordozható egységek: A Companion hordozható cseppfolyós
oxigén egység kisméretĦ, könnyĦ súlyú szerkezet, amelynek
segítségével a használható otthon is, házon kívül is oxigént vihet
magával. Az egységet a Companion® telepített egységbĘl kellfeltölteni.
A hordozható egységek közé tartozik a Companion 1000 (egyliteres modell, 6 L/perc maximális töltési sebességgel), a
Companion 1000T (egy literes modell, 15 L/perc töltési
sebességgel), a Companion 500 (félliteres modell) és aCompanion 550 (félliteres egység, préslég tüdĘautomatával, amely
növeli a feltöltések közti idĘtartamot, mert csak belégzéskor
áramoltatja az oxigént.
(Nem minden modell áll rendelkezésre az egyes piacokon).
1000 EGYSÉG

1000T EGYSÉG

500 EGYSÉG

550 EGYSÉG

2. ábra – Companion hordozható egységek
61

COMPANION® TELEPÍTETT EGYSÉGEKA Companion® telepített egység alkatrészei
Ismerkedjék meg az egység alkatrészeivel az alábbi leírásból és a
3. ábráról.

• Töltöttségi állapotjelzĘ – kijelzi, hogy mennyi cseppfolyós oxigén
van még a telepített egységben. Az egység fedelén át látható.
• NyomásmérĘ – (Kívánatra) azt mutatja, hogy mekkora a nyomása telepített egység belsejében. A telepített egység belsĘ nyomása
elfogadható, ha a jelzĘtĦ a sötétkék mezĘn belül van.
• Áramlásszabályzó – (kivéve a KisveszteségĦ modellen)szabályozza a légzĘoxigén áramlását. Az orvosa által elĘírt
adagolásnak megfelelĘen kell beállítani.
Figyelem: A szabályzót nullára kell állítani, ha a készüléket ki
akarjuk kapcsolni.
• LégzĘoxigén kivezetĘ – (kivéve a KisveszteségĦ modellen) ez
az a kapcsolási pont, ahol a kanül, vagy másfajta légzĘ apparátus
közvetlen belégzés céljaira kapcsolódik a telepített egységhez.
Itt iktatható be egy hólyagtípusú párásító berendezés, a beteghezvezetĘ csĘ csatlakoztatása elĘtt.

62

Töltöttségi állapotjelzĘ

LégzĘoxigén
kivezetĘ
(kivéve a KisveszteségĦ
modellen)

NyomásmérĘ – (Kívánatra)
A KisveszteségĦ modellen anyomásmérĘ ott van, ahol azáramlásszabályzó

Áramlásszabályzó
(kivéve a KisveszteségĦ modellen)

3. ábra – A telepített egység alkatrészei
63

A telepített egység alkatrészei (folytatva)

A következĘ alkatrészeket lásd a 4. ábrán:• TöltĘ csatlakozás – a telepített egység tetején, középen van.
Amikor a hordozható egységet töltjük, ide csatlakoztatjuk ahordozható egység fenekén levĘ csatolót.
• TöltĘ csatlakozás fedĘ – védi a töltĘ csatlakozást, amikor nincs
használatban. A hordozható egység feltöltése után mindig
helyezzük vissza.

VIGYÁZAT
Rendkívüli hideg veszélye. A töltĘ
csatlakozásból cseppfolyós oxigén
szivároghat ki. Nem szabad lenyomni,
vagy másképpen megbolygatni a töltĘ
csatlakozásszelepgombjának
pozícióját.

• Hordozható egység kioldó gombja – a fenéktöltésĦ hordozható
egység ennek segítségével választható le töltés után a telepített
egységrĘl.

64

TöltĘ csatlakozás fedĘ(Kívánatra)

7öltĘ csatlakozás

Hordozható
egység kioldó
gombja4. ábra – Telepített egység alkatrészei

65

A telepített egység használata
A telepített egység feltöltve érkezik Önhöz, amikor a cseppfolyós
oxigén szolgáltató leszállítja. A telepített egységet az Ön egyéni
szükségleteinek megfelelĘ gyakorisággal töltik fel.
A telepített egységet fel lehet használni hordozható egységek
feltöltésére. A feltöltési eljárás leírását megtalálja e kézikönyv “Ahordozható egység feltöltése” címĦ fejezetében.
A Companion telepített egység (a KisveszteségĦ modell kivételével)felhasználható légzĘoxigén közvetlen forrásaként is. Ehhez,
kívánatra, párásító berendezést, valamint orr-kanült vagy másfajtalégzĘ aparátust csatolunk közvetlenül a telepített egységlégzĘoxigén kivezetĘjéhez, a következĘképpen:
1. Ha párásítót is használ, töltse meg a párásító használati
utasításában jelzett szintig desztillált vízzel. Kapcsolja a párásítót
a telepített egységen levĘ légzĘoxigén kivezetĘhöz (5. ábra).

OxigéncsĘ

LégzĘoxigén kivezetĘ

Párásító
(ha kívánja)5. ábra – A telepített egység elĘkészítése lélegzésre

66

2. Kapcsolja a kanülbĘl kivezetĘ oxigéncsövet a légzĘoxigén
kivezetés csatlakozójához illetve, ha használja, a párásító
csatlakozójához. A kanült illessze arcára (6. ábra).

Szokványos kanül pozíció(Elölnézet)Szokványos kanül pozíció(Oldalnézet)Alternatív kanül pozíció(Oldalnézet)6. ábra – Az orr-kanül felvétele

3. Fordítsa a telepített egység tetején levĘ áramlásszabályzót az
orvosa által elĘírt helyzetbe.
FIGYELEM: Kizárólag jelzett helyzeteket használjon – ha aszabályzó két jelzett helyzet közé van állítva, akkor az oxigén
nem áramlik. Ne állítsa az áramlást az orvosa által elĘírtnál
nagyobb ütemĦre. Ha párásítót is használ, figyelje, hogy állandóe a buborékok áramlása. Ez jelzi, hogy áramlik az oxigén.
4. A telepített egység töltöttségi állapotjezĘje mutatja, hogy mennyi
cseppfolyós oxigén maradt az egységben. A jelzĘt idĘnként meg
kell nézni, hogy mindig elegendĘ legyen az oxigén.
5. Használat közben az egység belsĘ alkatrészein nedvesség
csapódik le. A berendezéshez tartozik egy lecsapódásgyĦjtĘ.

67

COMPANION® HORDOZHATÓ EGYSÉGEKA Companion® 1000/1000T hordozható
egység alkatrészei
Ismerkedjék meg az egység különbözĘ részeivel az alábbi leírásból
és a 7. ábráról.
• TöltĘszelep – ezzel töltjük fel az egységet. Amikor a hordozó
egység a telepített egységhez van már kapcsolva, fel kell emelnia töltĘszelep fogantyúját. A töltést úgy állítjuk le, hogy eredeti
helyzetébe visszük vissza a fogantyút.
• TöltĘkapcsoló – a telepített egységhez kapcsolásra való, és az
egység fenekén van.

TöltĘszelepTöltĘkapcsoló

7. ábraA 8. ábrán találhatók a következĘk:• Áramlásszabályzó – ezzel állíthatja be az Ön számára elĘírt
oxigénáramlási sebességet.
68

Companion® 1000/1000T hordozható egység
alkatrészei (folytatva)• Töltöttségi állapotjelzĘ – a hordozható egység tetején található.
Ha lepattintjuk a mĦanyag kapcsolót és az egységet ahordozóhevedernél fogva felemeljük, melyben egy mutató jelzi,
hogy menyi oxigén van még az egységben.
• Oxigénkibocsátó – ehhez lehet csatolni a kanült, amelyen át az
oxigén belélegezhetĘ.
• Csapadékkehely és -párna (csak az 1000T-ben) – segít korlátoznia lecsapódott nedvességet, amint a cseppfolyós oxigén
gázállapotúvá melegszik fel.
• Hordozóheveder – RövidíthetĘ-hosszabbítható szíj, amelynek
segítségével a használó a vállán viselheti az egységet. A szíjban
levĘ mĦanyag csat segítségével a heveder rövid fogóvászĦkíthetĘ. Egyben ezzel mérhetĘ a Companion 1000/1000T
töltöttségi állapota is (lásd a töltöttségi állapotjelzĘt).
Hordozóheveder

Oxigénkibocsátó
TöltöttségiállapotjelzĘ
Áramlásszabályzó

Csapadékkehely(csak az 1000T-én)

8. ábra69

A Companion® C500/550 egység alkatrészei
Ismerkedjék meg az egység különbözĘ alkatrészeivel az alábbi
leírásból és a 9. ábráról.
• TöltĘszelep – Ennek a fogantyúval mĦködtetett szelepnek asegítségével tudja a használó feltölteni az egységet. Miután
csatolta a Companion 5OO/55O-est a Companion telepített
egységbe, a szelep megnyitásával kezdi, és lezárásával fejezi
be a feltöltési folyamatot.
• Áramlásszabályzó – Ez az állítható gömbzár szabályozza az
oxigén kiáramlási sebességét az egységbĘl, és a használó
számára elĘírt oxigén áramlási sebességnek megfelelĘen kellbeállítani.
• Oxigén kibocsátó csatlakozó – Az egységbĘl ezen a csatlakozónát áramlik az oxigén. Ehhez csatlakozik az oxigéncsĘ.
• Töltöttségi állapotjelzĘ – Ez a belsĘ súlymérĘ szerkezet méri az
egységben levĘ cseppfolyós oxigén mennyiségét. Az
oxigénmennyiséget úgy olvashatjuk le, hogy kipattantjuk amĦanyag csatlakozót, majd az egységet a hordozóhevedernek amutatóhoz közelebbi végénél fogva felfüggesztjük.
• TöltĘkapcsoló – Amikor ezt a kapcsolót a Companion telepített
egység megfelelĘ kapcsához erĘsítjük, a cseppfolyós oxigén át
tud áramlani a telepített egységbĘl a Companion 500/550
egységbe.
• Hordozóheveder – Ennek az állítható hosszúságú szíjnak asegítségével a használó vállára vetheti az egységet. A hevedermĦanyag csatja lehetĘvé teszi, hogy kézben vitelre rövidebbre
fogjuk. A heveder révén tudjuk egyben mérni is a Companion 500/
550 egység tartalmának mennyiségét is (lásd a töltöttségiállapotjelzĘt).

70

KIZÁRÓLAG a C550 hordozható egység alkatrészei:• Folytonos/tüdĘautomata kapcsoló – Ez a billenĘkapcsoló állítja
az egység áramoltatási módját úgy, hogy az oxigén vagy
folytonosan, vagy csak lélegzetvételkor áramlik.
• LégzésérzékelĘ csatlakozó – Ez a csatlakozó érzékeli, hogy
mekkora erĘfeszítéssel vesz lélekzetet a használó. A kettĘs
lumenes kanül bármelyik csöve ide csatlakoztatható.
• KettĘs-lumenes kanül – Különleges kanül két bekötĘ csĘvel, aCompanion 550 egységgel való használatra. Az egyik kanülcsövet
az egység oxigénkivezetĘ csatlakozásához kell csatolni. Ezen átáramlik az oxigén a használóhoz. A másik kanülcsövet az egység
légzésérzékelĘ csatlakozójához kell kapcsolni. Ez jelzi azegységnek a használó légzését. A két kanülcsĘ felcserélhetĘ.

Folytonos/tüdĘautomata
kapcsoló (csak a C550-en)TöltĘszelepÁramlásszabályzó
Oxigénkibocsátó
csatlakozó
LégzésérzékelĘ
csatlakozó(csak a C550hez)

Hordozóheveder
TöltöttségiállapotjelzĘ

KettĘs-lumenes
kanül (csak a
C550-hez)TöltĘkapcsoló
helye

9. ábra71

A hordozható egység feltöltése
A Companion hordozható egységet a következĘ eljárással kellfeltölteni a telepített egységbĘl.

FIGYELEM
Fontos, hogy a töltĘkapcsolók tiszták
és szárazak legyenek, nehogy fagyás
követ-keztében rosszul mĦködjenek.
1. EllenĘrizze a telepített egység töltöttségi állapotjelzĘjén hogy afeltöltéshez elegendĘ cseppfolyós oxigén van benne.
FIGYELEM – Ne próbálja feltölteni a Companion hordozható
egységet, ha a telepített egység töltöttségi állapotjelzĘje az ürestartomány közelében van.
Csak a Companion® 1000T-re vonatkozik:
A csapadékkelyhet le kell venni a forgó gomb egy negyednyi
elcsavarásával az óramutatóéva ellenkzĘ irányban.
2. Szorítsaa ki a vizet a csapadékpárnából, Velcro® használatával.
Tiszta, száraz, pihétlen ruhával szárítsa meg a pozitív és negatívtöltĘcsatlakozásokat.
3. Tartsa mindkét kezével a Companion hordozható egységet, ésillessze kiálló idomait a nekik megfelelĘ járatokba a telepített
egység tetején (10. ábra).
4. Óvatosan eressze le helyére a Companion hordozható egységetés vigyázzon, hogy a töltĘcsatlakozások helyesen kapcsolódjanak
egymásba.

10. ábra72

5. Tegye egyik kezét a Companion hordozható egység tetejére,pontosan a töltĘkapcsoló fölött és nyomja egyenesen lefelé.
Ezáltal a hordozható egység körülbelül 10 milliméterrel lejjebb
süllyed és a töltĘkapcsolók biztosan kapcsolódnak egymáshoz.
6. Miközben a hordozható egységet ebben a helyzetben tartja,mozdítsa a töltĘszelep fogantyúját nyitott állásba (90°-os szögben
a zárt álláshoz képest). Ekkor hangos sziszegést hall majd
(11. ábra).
FIGYELEM: Jegyezze meg a töltés kezdetének idĘpontját.
Lenyomni

LenyomniTÖLTĘSZELEPTÖLTĘSZELEP

500/550 EGYSÉG

1000/1000T EGYSÉG

11. ábraVIGYÁZAT
Töltés alatt ne hagyja magára aCompanion hordozható egységet.

FIGYELEM – A töltés ideje alatt egyik kezével gyakoroljon enyhenyomást az egységre a stabilitás és a helyes tölt Ę pozíció
fenntartása érdekében. Körülbelül 20-30 másodperccel a töltés
megkezdése után tanácsos a töltĘszelepet egyszer-kétszer lezárniés újra megnyitni. Ez feltöri a jeget, amely esetleg a szelepszár
körül kezd keletkezni és megakadályozza, hogy a töltĘszelep nyitottállásba faggyon és ezzel problémákat okozzon.
73

7. Amikor észrevehetĘen megváltozik a kiáramló gáz hangja, majdsĦrĦ, fehér pára alakul ki a telepített egység teteje körül, zárja le atöltĘszelepet. A töltési idĘ váltakozhat a töltés alatt álló edényhĘmérsékletétĘl függĘen. A maximális töltési idĘ körülbelül
másfél perc.
FIGYELEM – Ha a töltĘszelep bármi okból nem záródnék le és asziszegĘ hang folytatódik, a telepített egységen levĘ kioldó gomb
lenyomásával távolítsuk el róla a hordozható Companion egységet.
A hordozható Companion nyílása néhány perc után lezárul. Hagyni
kell, hogy az egység felmelegedjék, csak azután lehet lezárni atöltĘszelepet. 2-3 órába is beletelik áramlás nélkül, amíg aCompanion hordozható egységben helyreáll a pontos áramlási
sebességhez szükséges nyomás.
8. Vegye le a hordozható egységet a telepített egységrĘl úgy, hogya hordozóhevedert megfogja az egység fölött, és lenyomja akioldó gombot (12. ábra). Mindig tartani kell az egységet egyik
kezünkkel, amikor megpróbáljuk lecsatolni a telepített egységrĘl.
Ha a szétkapcsolódás nem megy könnyen, ennek lehet fagyás
az oka.
NEM SZABAD ERėLTETNI. EgyszerĦen várjunk néhány
pillanatig, hogy a fagyott alkatrészek felmelegedjenek és a jég
kiolvadásakor szétváljanak egymástól.

VIGYÁZAT
Ha esetleg a hordozható egység leválasztásakor csekély mennyiségĦ cseppfolyós
oxigén szivárogna ki, újból kapcsoljaössze majd szét az egységeket. Ez segíta jég, vagy más akadályt képzĘ anyag
eltávolítá- sában. Ha ezután is szivárgástészlelünk, újból össze kell kapcsolni az
egységeket és értesíteni kell acseppfolyós oxigén szolgáltatót. Ha a
Companion hordozható egység lekapcsolásakor nagyarányú a szivárgás, nemszabad a berendezés közelében maradni,és értesíteni kell a szolgáltatót.

74

9. EllenĘrizze a cseppfolyós oxigén töltöttségi állapotjelzĘjét
(13. ábra). A Companion hordozható egységben levĘ folyadék
mennyiségét az egység oldalába épült belsĘ mérleg méri.
A mérleg egyszerĦen azzal hozható mĦködésbe, hogy ajelzĘhöz közelebbi hevedernél fogva felemeljük a Companion
hordozható egységet. A folyadéktartalom leolvasható a színkódolt
jelzĘrĘl.
FIGYELEM – A hevederben levĘ mĦanyag csatolót ki kell csatolni,
amikor a folyadéktartalmat mérjük.

12. ábra
13. ábra
FIGYELEM – Ha rövidebb használati idĘt tervezünk, a Companion hordozható egység részlegesen is feltölthetĘ, ha atöltĘszelepet a szokásosnál hamarabb zárjuk le. Így az egység
könnyebb, és kevesebb oxigén megy kárba.
Kizárólag a Companion® 1000T egységre vonatkozik
A csapadékkehely úgy erĘsíthetĘ fel, hogy betoljuk a reteszt, majd
a forgógombot az óramutatóéval azonos irányban addig forgatjuk,
amíg pozíciójába nem ugrik.
75

10.Illesszük az oxigéncsövet a Companion hordozható egység
oxigénkivezetĘ csatlakozójához, és a kanült, vagy másfajta légzĘ
aparátust az arcunkra, hogy kényelmesen kaphassuk az
oxigént.

Igazítsuk a kanült
kényelmesenazarcunkra (14. ábra).
Amikor helyén van,állítsuk az áramlásszabályzót az elĘírt
sebességre.

Szokványos kanül pozíció(elölnézet)Szokványos kanül pozíció

Alternatív kanül pozíció(oldalnézet)(oldalnézet)14. ábra

Kizárólag a Companion® 550-re vonatkozik
Illessze a kettĘs-lumenĦ oxigén kanül egyik csövét a Companion
550 oxigénkivezetĘ csatlakozásához (felsĘ csatlakozó). Illessze amásik kanül csövet az egység légzésérzékelĘ készülékének acsatlakozójához (alsó csatlakozó). Illessze a kanült arcára, hogy
kényelmesen kaphassa az oxigént.
FIGYELEM – A kettĘs-lumenĘ kanül csövei felcserélhetĘk és aCompanion 550 bármelyik csatlakozójához kapcsolhatók.

76

11.Állítsa a Companion hordozható egység áramlásszabályzóját
az elĘírt áramlási sebességre (15. ábra).
Áramlásszabályzó
(2 L/percre állítva)FIGYELEM – Ne állítsa azáramlásszabályót az orvosa által
elĘírtnál nagyobb sebességre. Ne
próbálja a megadott állások közötti
sebességre se állítani, mert az
oxigén csak akkor áramlik, ha ajelzett fokozatok egyikére vanbeállítva a készülék.

15. ábra

Kizárólag a Companion® 550-re vonatkozikÁllítsa a Folyamatos/tüdĘautomata kapcsolót a kívánt oxigén
adagolási módra – folyamatos ellátásra, vagy arra, hogy csak
belégzéskor adagoljon a készülék oxigént (16. ábra).

Folyamatos áramlási mód(Az áramlási sebesség csak 1-6 L
perc között lehet)TüdĘautomataáramlási mód

16. ábra

FIGYELEM – A tüdĘautomata áramlási módot csak 1 és 6 L/perc
közti áramlási sebességre lehet beállítani. Az 1 L/perc alattitüdĘautomata beállítás a folyamatos áramláshoz képest esetleg atervezettnél rövidebb használati idĘt tesz csak lehetĘvé. Ha 1 L/
perces, vagy annál kisebb áramlásra állítjuk a készüléket atüdĘautomata módban, akkor valamelyest emelkedhet a vér oxigén
tartalma.
FIGYELEM – Ha a Companion 550 tüdĘautomata módra van állítva,közvetlenül feltöltés után esetleg akkor is folyamatos lesz azáramlás. Ilyen esetben körülbelül 10 perc után a normálistüdĘautomata módban fog mĦködni a készülék.
77

A Companion® hordozható egység használata
A Companion hordozható egység bármelyik oldalon viselhetĘ. A
használó akár a vállára akaszthatja, akár a mellkason keresztül
viselheti. A viselĘ maximális kényelmét állítható hosszúságú heveder
és vállpárna szolgálja. A hordozóheveder mĦanyag csartlakozójának
beállításával kézitáska múdjára is hordozható az egység.

Kizárólag a Companion® 550-re vonatkozik
Amikor a Companion 550-es egységet tüdĘautomata módra állítva
használjuk, a készülék akkor szolgáltat oxigént, amikor érzékeli abelégzés szívó erejét. Belégzéskor elĘször oxigén “lökést” lehetérezni, amelyet a levegĘ beszívása közben oxigénáramlás követ.
Kilégzés közben nem áramlik az oxigén. Amikor az egység
folyamatos áramlásra van állítva, az oxigén az egész lélegzési ciklus
alatt áramlik.
1 és 6 L/perc közötti áramlási sebességre állítva a tüdĘautomata
módozatú áramlás jelentĘsen növelheti a tervezett használati idĘts egyben csökkenti a folyamatos oxigénáramlásnak az orrjáratra
gyakorolt szárító hatását.

78

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Az oxigénberendezésen ne használjunk alkoholt, oldószereket,
fényesítĘszereket, vagy bármely más olajos anyagot. Ha tisztítani
kell a berendezést, csak enyhe mosogató detergánst szabadhasználni meleg vízben. Áztasson egy törlĘrongyot a detergáns
oldatban, és ezzel törölgesse a készülék külsejét, amíg tiszta nem
lesz.

VIGYÁZAT
Ne engedje, hogy víz hatoljon
bármelyik mĦködtetĘ alkatrészbe, atöltĘkkapcsolóba,
vagyaz
oxigénkivezet csatlakozásba.

VIGYÁZAT
Soha ne próbálja javítani, vagyszétszedni ezt a berendezést. Ezzel
veszélyt idézhet elĘ, vagy elronthatja
a készüléket. Ha problémája, kérdésevan, vagy nem biztos a készülék
helyes kezelésében, forduljon acseppfolyós oxigén szolgáltatójához.

FIGYELEM
Sose használjon tisztító vagyfertĘtlenítĘ szert a töltöttségiállapotjelzĘn. Ezek a szerek
megtámadják a mĦanyagot, ami ajelzĘkilukadásához,vagy
széttöredezéséhez vezet. Csak
meleg vízzel átitatott törlĘruhávaltisztítsa a jelzĘt kívánat szerint.
79

Dôležité upozornenie
Skôr, než sa pokúsite uviesĢ do prevádzky váš
systém Companion ® s kvapalným kyslíkom,starostlivo si preþítajte celý tento návod apresvedþte sa, þi ste mu porozumeli. Osoba, ktorá
si tento návod nepreþítala, nesmie s týmto
zariadením manipulovaĢ alebo ho uvádzaĢ doprevádzky.

Systémy Companion s kvapalným kyslíkom sú urþené výhradne
pre dodávanie lekárskeho kyslíka na základe predpisu vášho
lekára. Kyslík dodávaný týmto zariadením je urþený na
doplnkové používanie, a nie na záchranu života aleboudržovanie pri živote.
Táto príruþka má za úlohu pomáhaĢ bezpeþnej prevádzke systémov
Companion s kvapalným kyslíkom a zaruþiĢ maximálny prospech
z ich používania. Ak máte akékoĐvek otázky, týkajúce sa
prevádzky zariadenia, obráĢte sa prosím na svojho dodávateĐa
kvapalného kyslíka.

Obsah
Všeobecné bezpeþnostné opatrenia ............... Str. 81
Systémy Companion s kvapalným kyslíkom .. Str. 86
Stacionárne jednotky Companion .................... Str. 88Súþasti stacionárnej jednotky ....................................................... Str. 88Používanie stacionárnej jednotky ............................................... Str. 92

Prenosné jednotky Companion ........................ Str. 94
Súþasti jednotky Companion 1000/1000T ................................ Str. 94
Súþasti jednotky Companion 500/550 ....................................... Str. 96
Plnenie prenosnej jednotky ........................................................... Str. 98Používanie prenosnej jednotky ................................................... Str.104

ýistenie a údržba .............................................. Str. 105
80

VŠEOBECNÉ BEZPEýNOSTNÉOPATRENIA
V celom tomto návode uvidíte v texte tri druhy zdôraznených
informácií. Nezabudnite si tieto poznámky starostlivo preþítaĢ, aby
ste im dobre porozumeli. Každá z nich je dôležitá a vzĢahuje sa na
pripojený text.

VÝSTRAHA
Výstrahy sú sprevádzané symbolmi
a rámþekom, ktorý oznaþuje riziko.
Výstrahy uvádzajú podmienky,
ktoré sa týkajú vašej vlastnej
bezpeþnosti i bezpeþnosti ćalších
osôb. Ćalej sa v nich uvádzajú
akcie nevyhnutné pre zabránenie
zranenia. Ignorovanie týchto
výstrah môže viesĢ k zraneniu
alebo usmrteniu.

UPOZORNENIE
Upozornenia vás informujú omožnom poškodení zariadenia þi
iného majetku. Ignorovanie týchto
upozornení môže viesĢ k poškodeniu
alebo vyradeniu zariadenia z
prevádzky.

POZNÁMKA: Poznámky sú uvedené kurzívou a poskytujúdôležité informácie o správnom používaní zariadenia.

819¬675$+$9L¼ LQIRUPgFLH N GRNXPHQWgFLL
1HIDM´LWH Y EOm]NRVWL WRKWR ]DULDGHQLD  'EDMWH
QDWRDE\VDYSULHVWRUHNGHIXQJXMHWRWR]DULDGHQLHQHQDFKgG]DOLKRULDFHFLJDUHW\DOHERLQkWDEDNRYk
Y­UREN\
1HSRXªmYDMWH Y EOm]NRVWL WRKWR ]DULDGHQLDªLDGQH KRUÅDYk PDWHULgO\  2OHMH D PD]DGOg
YUgWDQH NUkPRY QD SOHÕ D URSQHM YD]HOmQ\ ÅDKNRY]SODQrDPpªXYSUmWRPQRVWLN\VOmNDU­FKOHKRULHÕ©LDGQX´DVÕWRKWR]DULDGHQLDQLNG\QHSUHPD]gYDMWH
1HGRW­NDMWH VD NYDSDOQkKR N\VOmND DQL
Vr´DVWm NWRUk EROL Y\VWDYHQk MHKR SpVREHQLX
  .YDSDOQ­ N\VOmN Pg H[WUkPQH Qm]NX WHSORWX  u&  3UL GRW\NX PpªH NYDSDOQ­ N\VOmN DOHER
Vr´DVWL ]DULDGHQLD NWRUk KR REVDKRYDOL ]PUD]LÕ
SRNRªNXDWHOHVQkWNDQLYR
1HKRUÅDY­ QHWR[LFN­ SO\Q  .\VOmN MH QHKRUÅDY­QHWR[LFN­SO\Q
1HEH]SH´LH ]LQWHQ]mYQHQLD RKÉD  9\VRNk
NRQFHQWUgFLHN\VOmNDPpªX]DSUm´LQLÕU­FKOHKRUHQLH
LQ­FKOgWRN
9ªG\ XGUªLDYDMWH D SRXªmYDMWH WRWR ]DULDGHQLH
YR ]YLVOHM SRORKH  3UL SRORªHQm VWDFLRQgUQHM
DOHERSUHQRVQHMMHGQRWN\GpMGHNrQLNXSO\QQkKR
DOHERNYDSDOQkKRN\VOmND$NGpMGHNrQLNXNYDSDOLQ\Y\YHWUDMWH SULHVWRU RWYRUHQmP GYHUm D RNLHQ
2NDPªLWH]DYRODMWHVYRMKRGRGgYDWHÅDNYDSDOQkKR
N\VOmND0)5

0DQXIDFWXUHU
Meno a adresa vârobcu

Splnomocnenâ zástupca v Európskom spoloǏenstveVÝSTRAHA
Umiestnite toto zariadenie v bezpečnej vzdialenosti
od elektrických prístrojov – Používajte a skladujte
stacionárnu i prenosnú jednotku vo vzdialenosti
najmenej 1,5 m od elektrických prístrojov, ktoré môžuvydávať teplo či iskriť.
Umiestnite toto zariadenie v bezpečnej vzdialenosti
od otvoreného ohňa – Zdroje tepla, ako sú pece,
ohrievače vody a piecky môžu obsahovať otvorený
oheň.
Zariadenie uchovávajte vždy v dobre vetranom
priestore – Tieto jednotky periodicky uvoľňujú
malé množstvo plynného kyslíka, ktorý je potrebné
primerane vetrať. Neskladujte zariadenie s kvapalným
kyslíkom v skrini, v kufri automobilu alebo v inom
uzavretom priestore. Nezakrývajte zariadenie odevomči závesom.
Nepoužívajte prenosnú jednotku pod oblečenie
– Táto jednotka bežne uvoľňuje kyslík, takže nosenie
prenosnej jednotky pod oblečením môže nasýtiť látku
kyslíkom a v prípade jej vzplanutia môže spôsobiť jejrýchle horenie.

SN

Sériové číslo.
Krehké; Zaobchádzajte opatrne.
Udržujte v suchu.
Kisik v tekoči fazi na priključku.
Kisik v plinski fazi na priključku.
Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám Predpisu
93/42/EEC, týkajúceho sa lekárskych prístrojov.
Preto nesie uvedené označenie CE.
Táto tlaková nádoba spĺňa požiadavky Direktívy
2010/35/EU, ktorá sa týka prenosného tlakového vybavenia.
Preto nesie označenie PI, ako sa znázorňuje na obrázku.

83

5

1

2

3

4

3UDFRYQmWODN
6NX¨REQ­WODN
7DURYgKPRWQRVÕ
.DSDFLWD]gVREQmN,Q¨SHN´Qg ]QD´ND

84

61

6kULRYk´mVOR
9L¼3UmUX´ND

1SBDPWOÓUMBL
4LVÝPCOâUMBL

4/

4ÏSJPWÏŘÓTMP
7Jś1SÓSVŘLB

5BSPWÈINPUOPTƃ+APACITA ZÉSOBNÓK
*OÝQFLŘOÈ [OBŘLB

SYSTÉMY COMPANION® S KVAPALNÝM
KYSLÍKOM
Systém Companion s kvapalným kyslíkom je urþený na skladovanie
a dodávanie kyslíka pacientovi s predpísanou rýchlosĢou toku.
Systém sa skladá z dvoch þastí – stacionárnej a prenosnej.
Stacionárne jednotky: Každú stacionárnu jednotku tvorí nádrž na
kvapalný kyslík, ktorú je možné použiĢ na naplnenie prenosnej
jednotky. Existujú dva základné typy stacionárnych jednotiek štandardná jednotka, ktorú možno používaĢ na dodávanie kyslíka
pre dýchanie doma (vrátane Companion 21, Companion 31 a
Companion 41) a jednotka Low Loss (s nízkou stratou Companion
31LL), ktorá umožĖuje uchovávaĢ kvapalný kyslík po oveĐa dlhšíþas než bežná stacionárna jednotka, ale neposkytuje zdroj kyslíka
pre úþely dýchania.
Každú stacionárnu jednotku musí periodicky plniĢ dodávateĐ
kvapalného kyslíka. Frekvencia plnenia závisí na rýchlosti používania.

ŠTANDARDNÁJEDNOTKA

JEDNOTKA

LOW LOSS

Obr. 1 – Stacionárne jednotky Companion
86Prenosné jednotky: Prenosná kyslíková jednotka Companion je
kompaktný Đahký prístroj, ktorý poskytuje prenosnú zásobu kyslíka
pre užívateĐa doma i mimo domova. Plní sa zo stacionárnej jednotky
Companion®..
Medzi varianty prenosnej jednotky patrí – Companion 1000 (litrový
model s maximálnym prietokom 6 l/min), Companion 1000T (litrový
model s maximálnym prietokom 15 l/min), Companion 500(pollitrový model) a Companion 550 (pollitrový model spneumatickým odberovým ventilom, ktorý predlžuje þas použitia
tak, že umožní tok kyslíka iba pri vdychovaní.
(Všetky modely nemusia byĢ dostupné na všetkých trhoch).
JEDNOTKA 1000

JEDNOTKA 1000T

JEDNOTKA 500

JEDNOTKA 550

Obr. 2 – Prenosné jednotky Companion
87

STACIONÁRNE JEDNOTKY COMPANION®

Súþasti stacionárnej jednotky Companion®
Oboznámte sa s rôznymi súþasĢami jednotky popísanými nižšie azobrazenými na obr. 3• Indikátor obsahu – zobrazuje množstvo kvapalného kyslíka, ktoré
zostáva v stacionárnej jednotke. Je viditeĐný pod krytom jednotky.
• Tlakomer – (VoliteĐný) ukazuje stav tlaku vo vnútri stacionárnej
jednotky. Stacionárna jednotka je pod prijateĐným tlakom, ak saruþiþka nachádza v tmavomodrej þasti stupnice.
• Regulátor prietoku – (okrem Low Loss) upravuje tok kyslíka z
prívodu dýchacieho kyslíka. Musí byĢ nastavený na prietokovú
rýchlosĢ kyslíka predpísanou lekárom.
Poznámka: Jednotku vypnete nastavením regulátora na 0.
• Prívod dýchacieho kyslíka – (okrem Low Loss) tento konektor je
miesto, kde sa pripojuje kanyla alebo iný typ dýchacieho zariadenia
pre priame dýchanie zo stacionárnej jednotky. Pred pripojením
prívodnej trubice je možné k tomuto konektoru pripojiĢ
prebublávajúci zvlhþovaþ.

88

Indikátor obsahu

Prívoddýchaciehokyslíka(okrem Low Loss)

Tlakomer – (VoliteĐný)Jednotka Low Loss má tlakomer
umiestnený tam, kde je regulátor
prietoku.

Regulátor prietoku(okrem Low Loss)

Obr. 3 – Súþasti stacionárnej jednotky89Súþasti stacionárnej jednotky (pokraþ.)
Nasledujúce súþasti vić obr. 4:• Plniaca prípojka – nachádza sa uprostred hornej þasti stacionárnej
jednotky. Pri plnení prenosnej jednotky sa pripojí na spojku na
spodku prenosnej jednotky.

• Kryt plniacej prípojky – chráni plniacu prípojku v þase mimopoužitia. Po každom naplnení prenosnej jednotky znovu nasaćte
kryt na plniacu prípojku.

VÝSTRAHA
Nebezpeþie extrémne nízkej teploty.
Z plniacej prípojky môže unikaĢ
kvapalný kyslík.
Netlaþte na nadstavec plniacej
prípojky a nepoškodzujte ho.

• Tlaþidlo uvoĐnenia prenosnej jednotky – používa sa na uvoĐnenie
prenosnej jednotky so spodným plnením zo stacionárnej jednotky,
ak je plnenie ukonþené.

90

Kryt plniacej prípojky(VoliteĐný)Plniaca prípojkaTlaþidlouvoĐnenia
prenosnej
jednotky

Obr. 4 – Súþasti stacionárnej jednotky91Použitie stacionárnej jednotky
Stacionárna jednotka, ktorú vám dodá váš dodávateĐ kvapalného
kyslíka, je pri dodaní naplnená kyslíkom. Stacionárna jednotka bude
znovu naplnená podĐa požiadaviek vašej individuálnej spotreby.
Na plnenie prenosných kyslíkových jednotiek je možné použiĢ
stacionárnu jednotku. Postup pri plnení vić kapitolu tejto príruþky snázvom ‘Plnenie prenosnej jednotky’.
Stacionárnu jednotku Companion je možné používaĢ priamo ako
zdroj dýchacieho kyslíka (okrem jednotiek Companion Low Loss).
Pri tejto aplikácii je zvlhþovaþ (voliteĐný) a nosná kanyla alebo inýdýchací prístroj priamo napojený na prívod dýchacieho kyslíka
stacionárnej jednotky nasledovne:
1. Ak používate zvlhþovaþ, naplĖte ho destilovanou vodou poúroveĖ uvedenú v návode na použitie. Zvlhþovaþ pripojte kprívodu dýchacieho kyslíka na stacionárnej jednotke (obr. 5).

Kyslíková trubica

Prívod dýchacieho kyslíkaZvlhþovaþ
(VoliteĐný)Obr. 5 – Príprava stacionárnej jednotky pre dýchanie92

2. Pripojte kyslíkovú trubicu z kanyly k prívodu dýchacieho kyslíka,
prípadne k prípojke zvlhþovaþa. Kanylu nasaćte na tvár
(obr. 6).

Štandardná poloha kanyly(pohĐad spredu)Štandardná poloha kanyly(pohĐad zboku)

Alternatívna poloha kanyly(pohĐad zboku)

Obr. 6 – Nasadenie nosnej kanyly

3. Nastavte regulátor prietoku na hornej þasti stacionárnej jednotky
na hodnotu predpísanú lekárom.
POZNÁMKA: Používajte iba oznaþené hodnoty – kyslík
nepoteþie, ak je regulátor nastavený medzi hodnotami prietoku.
Nenastavujte vyšší prietok, než aký vám predpísal lekár. Akpoužívate zvlhþovaþ, kontrolujte, þi bublanie nie je prerušované.
To znamená, že kyslík preteká.
4. Indikátor obsahu na stacionárnej jednotke ukazuje, koĐko
kvapalného kyslíka v jednotke zostáva. Tento indikátor je potrebné
pravidelne kontrolovaĢ, aby sa zaruþilo patriþné dodávanie
kyslíka.
5. V priebehu použitia sa na vonkajších þastiach jednotky zráža
vlhkosĢ. SúþasĢou prístroja je nádobka na odber vlhkosti.
93

PRENOSNÉ JEDNOTKY COMPANION®
Súþasti prenosnej jednotky Companion®
1000/1000T
Oboznámte sa s rôznymi súþasĢami jednotky popísanými nižšie azobrazenými na obr. 7• VypúšĢací ventil – používa sa na plnenie jednotky. Páþku
vypúšĢacieho ventilu musíte zdvihnúĢ, aby ste naplnili jednotku,
ktorá je pripojená k stacionárnej jednotke. Vrátením páþky
vypúšĢacieho ventilu do východzej polohy plnenie ukonþíte.
• Plniaca spojka – na pripojenie k stacionárnej jednotke, nachádza
sa na spodku jednotky.

VypúšĢací
ventilPlniacaspojkaObr. 7

Nasledujúce súþasti vić obr. 8:• Regulátor prietoku – používa sa na voĐbu správneho toku kyslíka,ktorý zodpovedá predpísanej rýchlosti.
94Súþasti prenosnej jednotky Companion®
1000/1000T (pokraþ.)• Indikátor obsahu – nachádza sa v hornej þasti prenosnej
jednotky. UkazovateĐ vám oznamuje, koĐko kyslíka zostáva v
jednotke po uvoĐnení plastického konektora a zavesení jednotky
na koniec nosného popruhu, ktorý je tesne vedĐa indikátora.
• Vývod kyslíka – umožĖuje pripojenie kanyly, ktorá dodáva kyslík
pre dýchanie.
• Miska a podložka na vlhkosĢ (iba u 1000T) – pomáha zachytávaĢ
kondenzát, ktorý sa tvorí pri zahriatí kvapalného kyslíka doplynného stavu.
• Nosný popruh – Jedná sa o nastaviteĐný popruh, ktorý umožĖuje
užívateĐovi nosiĢ jednotku cez rameno. Plastický konektor
nosného popruhu je možné zopnúĢ tak, že vytvorí krátke držadlo.
Popruh sa tiež používa na meranie obsahu kyslíka v jednotke
Companion 1000/1000T (vić Indikátor obsahu).

NosnýpopruhVývodkyslíkaIndikátor
obsahuRegulátor
prietoku

Miska na vlhkosĢ
(iba u C1000T)

Obr. 895Súþasti jednotky Companion® C500/550
Oboznámte sa s rôznymi súþasĢami jednotky popísanými nižšie azobrazenými na obr. 9• VypúšĢací ventil – Tento páþkou ovládaný ventil umožĖuje
užívateĐovi naplniĢ jednotku. Po pripojení Companion 500/550 k
stacionárnej jednotke Companion užívateĐ zaþne plnenie
otvorením vypúšĢacieho ventilu a ukonþí ho zatvorením ventilu.
• Regulátor prietoku – Tento nastaviteĐný rotaþný ventil regulujerýchlosĢ toku kyslíka z jednotky a musí byĢ nastavený na hodnotu
prietoku predpísanú pre užívateĐa.
• Spojka vývodu kyslíka – Tok kyslíka z jednotky vychádza touto
spojkou. Na Ėu sa pripája trubica pre prívod kyslíka.
• Indikátor obsahu – Množstvo kvapalného kyslíka nachádzajúce
sa v jednotke sa meria pomocou tohto vnútorného váhového
mechanizmu. Obsah kvapalného kyslíka sa zobrazí po uvoĐnení
plastického konektora a zavesení jednotky na koniec nosného
popruhu, ktorý je tesne vedĐa indikátora.
• Plniaca spojka – Táto spojka po pripojení k zodpovedajúcej
spojke na stacionárnej jednotke Companion poskytuje
prostriedok na preþerpanie kvapalného kyslíka zo stacionárnej
jednotky do jednotky Companion 500/550.
• Nosný popruh – Jedná sa o nastaviteĐný popruh, ktorý umožĖuje
užívateĐovi nosiĢ jednotku cez rameno. Plastický konektor
nosného popruhu je možné zopnúĢ tak, že vytvorí krátke držadlo.
Popruh sa tiež používa na meranie obsahu kyslíka v jednotke
Companion 500/500T (vić Indikátor obsahu).

96Súþasti IBA u prenosnej jednotky C550:• Prepínaþ nepretržitého / požadovaného toku – Tento prepínaþ
nastavuje režim dodávky kyslíka z jednotky buć na nepretržitý
tok alebo na tok iba pri nadýchnutí.
• Spojka senzora nadychovania – Prostredníctvom tejto spojky
sa zisĢuje snaha užívateĐa o nadýchnutie. Tu sa pripojí jedna z
trubíc dvojpriechodnej kanyly.
• Dvojpriechodná kanyla – Jedná sa o špeciálnu kanylu s dvomi
prípojnými trubicami pre použitie u typu Companion 550. Jedna
trubica kanyly sa pripojí k spojke vývodu kyslíka na jednotke avedie kyslík k užívateĐovi. Druhá trubica sa pripojí k spojke
senzora nadychovania a privádza do jednotky signál o nadýchnutíužívateĐa.
Trubice kanyly sú vzájomne zameniteĐné.

Prepínaþ nepretržitého /požadovaného toku
(iba u C550)
VypúšĢací ventil
Regulátor
prietoku
Spojka vývodu
kyslíka
Spojka senzora
nadychovania(iba u C550)

Nosný
popruhIndikátor
obsahuDvojpriechodná
kanyla (iba u
C550)

Umiestnenie
plniacej spojky

Obr. 997

Plnenie prenosnej jednotky
Prenosná jednotka Companion sa plní zo stacionárnej jednotky
nasledovne.

UPOZORNENIE
Plniace spojky musia byĢ þisté asuché,abysazabránilo
nesprávnemu fungovaniu kvôlizamrznutiu.
1. Skontrolujte indikátor obsahu na stacionárnej jednotke, aby ste
sa presvedþili, þi je v nej dostatoþná zásoba kvapalného kyslíka
pre úþely plnenia.
POZNÁMKA – Nepokúšajte sa plniĢ prenosnú jednotku
Companion, ak ukazuje indikátor obsahu stacionárnej jednotky,že jednotka je takmer prázdna.
Iba u Companion® 1000T
OdstráĖte misku na vlhkosĢ otoþením krídlovej matice o štvrtinuotáþky proti smeru hodinových ruþiþiek.
2. Vyžmýkajte podložku na vlhkosĢ, ktorá je pripevnená suchým
zipsom znaþky Velcro ®. ýistou a suchou handriþkou bez
chuchvalcov vysušte obidve plniace spojky.
3. Uchopte prenosnú jednotku Companion obidvomi rukami aumiestnite tvarovanú skrinku nad zodpovedajúce vybranie v kryte
stacionárnej jednotky (obr. 10).
4. Opatrne nasaćte prenosnú jednotku Companion na miesto adbajte na to, aby sa plniace spojky správne spojili.

Obr. 1098

5. Položte jednu ruku na hornú þasĢ prenosnej jednotky Companion
priamo nad plniacou spojkou a stlaþte jednotku priamo dole.
Prenosná jednotka Companion sa tým zatlaþí asi o 10 mm, þímsa zaistí správne spojenie plniacich spojok.
6. Pridržujte prenosnú jednotku v plniacej polohe a nastavte páþku
vypúšĢacieho ventilu do otvorenej polohy (90° od normálnej
vypnutej polohy).
Vzápätí sa ozve pomerne hlasný syþivý zvuk (obr. 11).
POZNÁMKA: Zapíšte si þas zaþiatku plnenia.
Stlaþtedole

VypúšĢací
ventilStlaþtedole

VypúšĢací
ventilJEDNOTKA
1000/1000T

JEDNOTKA
500/550

Obr. 11VÝSTRAHA
V priebehu plnenia nenechávajte
prenosnú jednotku Companion bez
dozoru.

POZNÁMKA – Jednou rukou by ste mali v priebehu plneniaudržovaĢ mierny tlak na jednotku smerom dole, aby ste zaistili
stabilitu a správnu polohu plnenia. Doporuþuje sa asi 20-30 sekúnd
po zaþiatku plnenia raz þi viackrát zavrieĢ a znovu otvoriĢ vypúšĢací
ventil. Tým sa odstráni akýkoĐvek Đad, ktorý sa môže vytvoriĢ okolo
hrdla ventilu, a tak sa zabráni problémom so zamrznutím otvoreného
vypúšĢacieho ventilu.
99

7. Ak dôjde k nápadnej zmene vo zvuku vypúšĢaného plynu, po
ktorom sa v okolí krytu stacionárnej jednotky objaví hustá bielapara, zatvorte vypúšĢací ventil. ýas plnenia sa môže líšiĢ podĐa
teploty plnenej nádoby. Maximálny þas plnenia je približne 1,5
minúty.
POZNÁMKA – Ak by sa z akéhokoĐvek dôvodu vypúšĢací ventil
nezatvoril a naćalej by sa ozýval syþivý zvuk, snímte prenosnú
jednotku Companion stlaþením tlaþidla uvoĐnenia prenosnej
jednotky na stacionárnej jednotke. Prenosná jednotka Companionsa v priebehu niekoĐkých minút prestane plniĢ. Nechajte jednotku,
aby sa zahriala tak, aby bolo možné zavrieĢ vypúšĢací ventil. Možno
bude nutné ponechaĢ prenosnú jednotku Companion 2-3 hodiny
bez prietoku, aby sa obnovil potrebný tlak pre presný tok kyslíka.
8. Odpojte prenosnú jednotku Companion od stacionárnej jednotky
tak, že podržíte nosný popruh nad jednotkou a stlaþíte tlaþidlo
uvoĐnenia (obr. 12). Pri pokuse o odpojenie vždy držte prenosnú
jednotku Companion jednou rukou. Ak sa jednotky Đahko od seba
neodpoja, tak je možné, že primrzli. NEPOUŽÍVAJTE NÁSILIE.
Nechajte jednoducho zmrznuté þasti, aby sa chvíĐu zahriali, a
odpojte ich, keć sa Đad roztopí.

VÝSTRAHA
Ak dôjde po odpojení prenosnej jednotky
Companion k malému úniku kvapalného
kyslíka, opakujte niekoĐkokrát spojenie
a odpojenie jednotky. Pomôžete tým
odstrániĢ akýkoĐvek Đad þi inú prekážku.
Ak kvapalina i naćalej uniká, jednotku
znovu pripojte a oznámte to svojmu
dodávateĐovi kvapalného kyslíka.
Ak dôjde po odpojení prenosnej jednotky
Companion k rozsiahlemu úniku
kvapalného kyslíka, nepribližujte sa kjednotke a oznámte to svojmu
dodávateĐovi kvapalného kyslíka.

100

9. Skontrolujte indikátor obsahu kvapalného kyslíka (obr. 13).
Množstvo kvapaliny nachádzajúce sa v prenosnej jednotke
Companion sa meria na vnútornej váhe, ktorá je zabudovaná
do boþnej þasti jednotky.
Váha sa spúšĢa jednoduchým nadvihnutím prenosnej jednotky
Companion za popruh tesne vedĐa indikátora. Obsah kvapalinysa zobrazí na farebnej stupnici.
POZNÁMKA – Plastický konektor na nosnom popruhu je potrebné
pri kontrole obsahu kvapalného kyslíka rozopnúĢ.

Obr. 12

Obr. 13POZNÁMKA – Pre plánovaný kratší þas použitia môžete prenosnú
jednotku Companion naplniĢ iba sþasti tak, že zatvoríte vypúšĢací
ventil skôr ako zvyþajne. Týmto spôsobom bude vaša prenosná
jednotka ešte Đahšia a spotrebujete menej kyslíka.
Iba u Companion® 1000T
Pripevnite misku na vlhkosĢ nasadením krídlovej matice, ktorúotáþate v smere hodinových ruþiþiek, kým nezaklapne na miesto.

10110. Nasaćte kyslíkovú trubicu na spojku vývodu kyslíka prenosnej
jednotky Companion a upravte si kanylu alebo iný dýchací prístroj
na tvári tak, aby ste kyslík prijímali pohodlne.

Upravte si kanylu na
tvári tak, aby ste sa cítili
pohodlne (obr. 14). Kećmáte kanylu nasadenú,
nastavte
regulátor
prietoku na predpísanú
hodnotu.

Štandardná poloha kanyly(pohĐad spredu)Štandardná poloha kanyly Alternatívna poloha kanyly(pohĐad zboku)(pohĐad zboku)

Obr. 14

Iba u Companion® 550
Jednu z trubíc dvojpriechodnej kyslíkovej kanyly nasaćte na spojkuvývodu kyslíka u Companion 550 (horný konektor). Druhú trubicu
kanyly nasaćte na spojku senzora nadychovania (dolný konektor).
Upravte si kanylu na tvári tak, aby ste pohodlne prijímali kyslík.
POZNÁMKA – Trubice dvojpriechodnej kanyly sú na ktoromkoĐvek
konektore jednotky Companion 550 vzájomne zameniteĐné.

102

11. Nastavte regulátor prietoku prenosnej jednotky Companion na
predpísanú hodnotu (obr. 15).

POZNÁMKA – Nenastavujte prietok
na vyššiu hodnotu, akú vám predpísal
lekár. Nepokúšajte sa nastaviĢ
regulátor prietoku na hodnoty medziznaþkami. Kyslík bude z jednotky
prúdiĢ iba vtedy, ak bude regulátor
prietoku nastavený na jednej zoznaþených hodnôt.

Regulátor prietoku(nastavený na 2 l/min.)Obr. 15

Iba u Companion® 550
Nastavte prepínaþ nepretržitého / požadovaného toku na žiadaný
režim dodávania kyslíka – nepretržitý tok kyslíka alebo tok iba prikaždom nadýchnutí (obr. 16).

Požadovaný tok(tok iba v rozmedzí 1-6 l/min.)

Nepretržitý tok

Obr. 16POZNÁMKA – Režim požadovaného toku sa musí používaĢ iba
pri nastavení toku na hodnoty 1-6 l/min. Používanie režimu
požadovaného toku pri hodnote nižšej ako 1 l/min. môže skrátiĢ
plánovaný þas použitia v porovnaní s nepretržitým tokom. Ak zvolíterežim požadovaného toku s prietokom rovnajúcim sa alebo nižším
než 1 l/min., môže to viesĢ k mierne zvýšenej hladine kyslíka v
krvi.
POZNÁMKA – Ak používate Companion 550 v režime
požadovaného toku, môžete pocítiĢ nepretržitý tok z vývodu kyslíka,
ak použijete jednotku ihneć po naplnení. V tomto prípade by sa mal
normálny režim požadovaného toku prejaviĢ asi do 10 minút.
103Použitie prenosnej jednotky Companion ®
Prenosnú jednotku Companion je môžete nosiĢ na Đavej alebo pravej
strane. Možno ju nosiĢ buć cez rameno alebo krížom cez hrudník.
Pre maximálne pohodlie je k dispozícii nastaviteĐný nosný popruh
s podložkou. Plastický konektor nosného popruhu je možné zopnúĢ
tak, že vytvorí krátke držadlo.

Iba u Companion® 550
Pri používaní jednotky Companion 550 v režime požadovaného
toku kyslík prúdi vtedy, ak jednotka zistí pokus užívateĐa onadýchnutie. Môžete si všimnúĢ poþiatoþné “zabafkanie” kyslíka,
po ktorom nasleduje tok kyslíka po celý zvyšok nadýchnutia. Privydýchnutí nedochádza k žiadnemu toku kyslíka. Ak je jednotka
nastavená na režim nepretržitého toku, kyslík prúdi v priebehu
celého dýchacieho cyklu.
Pri nastavení toku na hodnoty 1-6 l/min. môže režim požadovaného
toku znaþne predĎžiĢ plánovaný þas použitia, a zároveĖ obmedziĢ
vysušovací úþinok, ktorý má nepretržitý tok kyslíka na nosné dutiny.

104ýistenie a údržba
Nepoužívajte u kyslíkového zariadenia alkohol, riedidlá, politúry
alebo akékoĐvek olejovité látky. V prípade nevyhnutného þisteniapoužívajte iba teplú vodu a slabý roztok saponátu na umývanie
riadu. Navlhþite handriþku v roztoku saponátu a utrite Ėou doþista
vonkajší povrch zariadenia.

VÝSTRAHA
Do žiadnych ovládacích prvkov,
plniacej spojky alebo spojky prívodu
kyslíka sa nesmie dostaĢ voda.

VÝSTRAHA
Nikdy sa nepokúšajte toto zariadenie
opraviĢ þi rozobraĢ. Mohli by ste týmohroziĢ bezpeþnosĢ zariadenia alebo
spôsobiĢ jeho poruchu. Ak máte
problémy
þi
otázky,alebo
pochybnosti, þi zariadenie riadne
funguje,zavolajte
svojmudodávateĐovi systému s kvapalným
kyslíkom.

UPOZORNENIE
Na
indikátor
obsahunikdy
nepoužívajteþistiacealebodezinfekþné prostriedky. Tieto
prostriedky poškodzujú plasty, þomôže viesĢ k presakovaniu aleboprasknutiu
indikátora.
Pre
nevyhnutné þistenie indikátora
používajte iba handriþku navlhþenú
vodou.
105

Vas dodavatel:
Dostawcy:
Helyi szolgaltat6ja:
Vas miestny dodavatel':CompanionJe ochranna znamka spoleCnost1 CAIRE Inc.
Velcro je ochranna znaCka spoleCnosti Crown Packaging.
©2016 CAIRE Inc. Vsechna prava vyhrazena. Companion
jest znakiem towarowym CAIRE Inc.
Velcro jest znakiem towarowym Crown Packaging.
©2016 CAIRE Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.
Companion a CAI RE Inc. vedjegye
Velcro a Crown Packaging vedjegye©2016 CAIRE Inc. Minden jog fenntartva
Companion je ochranna znamka firmy CAIRE Inc. Velcro
je ochranna znamka firmy Crown Packaging.
©2016 CAIRE Inc. Vsetky prava sll vyhradene.

A Chart Industries Company

Tr

Vyrobce
Producentem
Gyart6
Vyrobca0029

I!EC REP!
CAIRE Inc.
2200 Airport Industrial Dr., Ste. 500
Ball Ground, GA 30107

10004481 Rev. D

M .D.D. Representative:
Medical Product Services Gmbh
Borngasse, 2035619 Braunfels, Germany