Datenblatt
testo 890

Wärmebildkamera
testo 890 – Thermografie fürhöchste Ansprüche

Infrarotauflösung 640 x 480 Pixel
testo SuperResolution-Technologie auf 1280 x 960 Pixel
Thermische Empfindlichkeit < 40 mK
Flexibilität durch Drehgriff und Dreh-und Schwenkdisplay
Wechselbare Objektive°C

Spezieller Messmodus für schimmelgefährdete Stellen
Hochtemperaturmessung bis 1200 °C%rF

Panoramabild-Assistent
SiteRecognition-Technologie
Vollradiometrische Videomessung undBildsequenzspeicherung

Die Wärmebildkamera testo 890 bietet überragendeMessobjekte, z.B. an Industrieanlagen mit bester

Bildqualität für höchste thermografische Ansprüche. Durch

Bildqualität sicher und hochauflösend thermografiert

das hochwertige Infrarot-Messsystem mit 640 x 480 Pixel-werden. Sogar thermische Prozesse können mit derDetektor können mit der SuperResolution-Technologie

vollradiometrischen Videomessung präzise über die Zeit

Wärmebilder in Megapixel-Qualität (1280 x 960 Pixel)

analysiert werden: zu jedem Zeitpunkt liegen sämtliche

aufgenommen werden. So können auch kleinste

Messpunkte des Wärmebilds pixelgenau vor.

Messobjekte, z.B. Elektronikbauteile oder weit entfernte

www.testo.attesto 890

Bestelldaten
Wärmebildkameras testo 890

Best.-Nr.

Wärmebildkamera testo 890 mit integrierter testo SuperResolution und einem Objektiv (Auswahl zwischen
42° Standardobjektiv, 25° Objektiv und 15° Teleobjektiv) im robusten Koffer inkl. Profi-Software (freier Download),SD-Karte, USB-Kabel, Tragegurt, Linsenputztuch, Netzteil, Li-Ionen-Akku und Headset

0563 0890 X1

Wärmebildkamera testo 890 mit integrierter testo SuperResolution und Superteleobjektiv im robusten Koffer
inkl. Profi-Software (freier Download), SD-Karte, USB-Kabel, Tragegurt, Linsenputztuch, Netzteil,
Li-Ionen-Akku, Headset

0563 0890 X4

testo 890 Sets
mit Objektiven Ihrer Wahl
Wärmebildkamera testo 890 mit integrierter testo SuperResolution
im robusten Koffer inkl. Profi-Software (freier Download), SD-Karte,USB-Kabel, Tragegurt, Linsenputztuch, Netzteil, Li-Ionen-Akku,
Linsen-Schutzglas, Zusatzakku, Schnell-Ladestation, Headset undObjektivtasche. Auswahl zwischen 42° Standardobjektiv, 25° Objektiv
und/oder 15° Teleobjektiv.
Best.-Nr.
testo 890 Set mit zwei Objektiven – weiterer Lieferumfang siehe oben0563 0890 X2

testo 890 Set mit drei Objektiven – weiterer Lieferumfang siehe oben0563 0890 X3

testo 890 Set mit SuperTele und einem Objektiv – weiterer Lieferumfang siehe oben0563 0890 X5

testo 890 Set mit SuperTele und zwei Objektiven – weiterer Lieferumfang siehe oben0563 0890 X6

Zubehör
Code1)(Erstausstattung)Best.-Nr.
(Nachrüstung)im Lieferumfang
enthalten

0554 7806

Linsen-Schutzglas. Spezielles Schutzglas aus Germanium zum optimalen Schutz desObjektives vor Staub und Verkratzen

F10554 0289

Zusatzakku.
Zusätzlicher Lithium-Ionen-Akku zur Verlängerung der Betriebszeit.

G10554 8852

Schnell-Ladestation.
Tisch-Schnell-Ladestation für zwei Akkus zur Optimierung der Ladezeit.

H10554 8851

Hochtemperaturmessung bis +1200 °C

I12)Feuchtemessung mit Funk-Feuchtefühler 3)

E12)

Teleobjektiv 15° x 11°

D12)

25° Objektiv

O12)Supertele 6.6° x 5°

T22)

Prozessanalyse Paket
Bildsequenzspeicherung im Gerät und vollradiometrische Videomessung

V10554 8902

FeverDetection

J1SuperResolution.
Vier mal mehr Messwerte für eine noch detailliertere Analyse der Wärmebilder.

0554 0051

PC-Software testo IRSoft zur Analyse und Berichtserstellung

0501 8809

Kalibrierzertifikat ISO Wärmebildkamera;
Kalibrierpunkte bei 0 °C, +25 °C, +50 °C

0520 0489 4)

Kalibrierzertifikat ISO Wärmebildkamera;
Kalibrierpunkte bei 0 °C, +100 °C, +200 °C

0520 0490 4)

Kalibrierzertifikat ISO Wärmebildkamera;
Frei wählbare Kalibrierpunkte im Bereich -18 ... +250 °C

0520 0495 4)

Bei der Bestellung als Erstausstattung erhalten Sie das Zubehör direkt im Koffer.
Beispiel: testo 890 inkl. Linsenschutzglas und SuperResolution:Best.-Nr. 0563 0890 X1 F1 S12)
Bitte wenden Sie sich an unseren Service1) –Emissionsklebeband. Klebeband z.B. für blanke Oberflächen (Rolle, L.: 10 m, B.: 25 mm),
ε = 0.95, temperaturbeständig bis +250 °C

 unkfeuchtefühler nur in der EU, Norwegen, Schweiz, USA, Canada, Kolumbien,F
Türkei, Brasilien, Chile, Mexiko, Neuseeland, Indonesien.
Je Objektiv5)
Zuzüglich Einbau3)

4)

testo 890

Technische Daten

Bildleistung Infrarot
Infrarotauflösung
Thermische
Empfindlichkeit (NETD)
Sichtfeld / min.
Fokusentfernung(Objektivvariante)
Geometrische Auflösung(IFOV)(Objektivvariante)
SuperResolution(Pixel / IFOV)(Objektivvariante)

Kameraausstattung
640 x 480 Pixel< 40 mK bei +30 °C
42° x 32° / 0.1 m (Standard)
25° x 19° / 0.2 m (25° Objektiv)
15° x 11° / 0.5 m (Tele)
6.6° x 5° / 2 m (Supertele)
1.13 mrad (Standard)
0.68 mrad (25° Objektiv)
0.42 mrad (Tele)
0.18 mrad (Supertele)
1280 x 960 Pixel / 0.71 mrad (Standard)
1280 x 960 Pixel / 0.43 mrad (25° Objektiv)
1280 x 960 Pixel / 0.26 mrad (Tele)
1280 x 960 Pixel / 0.11 mrad (Supertele)

Digitalkamera
Objektive

4
42° x 32° (Standard)
25° x 19° (25° Objektiv)
15° x 11° (Tele)
6.6° x 5° (Supertele)

SiteRecognition(Messorterkennung mitBildverwaltung)4

Panoramabild-Assistent

4

Laser (Laserklassifikation
635 nm, Klasse 2)***

Laser-Marker

Sprachaufzeichnung

Bluetooth****/
kabelgebundenes Headset

Videomessung (über USB)bis zu 3 Messpunkte
(4)

Fokus

auto / manuell

Spektralbereich

7.5 ... 14 µm

Prozessanalyse Paket:
Bildsequenzspeicherung
im Gerät und vollradio­
metrische Videomessung
FeverDetection(4)

3.1 MP / 0.5 m

Schnittstelle

LabVIEW, Schnittstellenbeschreibung
Download auf der Testo Homepage

Bildwiederholfrequenz

33 Hz*

Bildleistung Visuell
Bildgröße /min. FokusentfernungBilddarstellung
BildanzeigeDigital Zoom

Bildspeicherung
4.3“ LCD Touchscreen
mit 480 x 272 Pixel
1 ... 3 fachDateiformat Einzelbild.bmt; Exportmöglichkeit in .bmp, .jpg,.png, .csv, .xls

IR-Bild / Echtbild

Dateiformat Video(über USB).wmv, .mpeg-1 / Testo Format(vollradiometrisches Video)Videoausgang

USB 2.0, Micro HDMI

Wechselspeicher

SD-Karte 2 GB (ca. 1500 - 2000 Bilder)

Farbpaletten

9 (Eisen, Regenbogen, Regenbogen
HC, Kalt-Heiß, Blau-Rot, Grau, Grau
invertiert, Sepia, Testo)

StromversorgungAnzeigemöglichkeiten

Messung
Messbereich

Genauigkeit-30 … +100 °C /0 … +350 °C (umschaltbar)
0 … +650 °C (umschaltbar)±2 °C, ±2 % vom Messwert(größerer Wert gilt)(±3 °C v. Mw. bei -30 ... -22 °C)

Hochtemperaturmessung optional
Genauigkeit+350 ... +1200 °C (nicht in Verbindung
mit dem Superteleobjektiv)±2 °C, ±2 % v. Mw.

Einstellung Emissionsgrad /reflektierte Temperatur

0.01 ... 1 / manuell

Transmissionskorrektur(Atmosphäre)

4Anzeige der Oberflächenfeuchteverteilung (mittelsmanueller Eingabe)

4

Feuchtemessung mit
Funk-Feuchtefühler (automatische Messwertübertragung in Echtzeit)**(4)

Solar-Modus

4

*
**

Schnellladender, vor Ort wechselbarer
Li-Ion-Akku

Betriebszeit

4.5 Stunden

Ladeoptionen

im Gerät / in Ladestation (optional)

Netzbetrieb

4

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur­bereich
Lagertemperatur­bereich
Luftfeuchtigkeit-15 ... +50 °C-30 ... +60 °C
20 … 80 %rF nicht kondensierend

Schutzart des Gehäuses
(IEC 60529)

IP54

Vibration (IEC 60068-2-6)

2G

Physikalische Kenndaten
GewichtAbmessungen (L x B x H)

Messfunktionen

Analysefunktionen

Batterietyp

Stativmontage

1630 g253 x 132 x 111 mm
1/4“ - 20UNC

Gehäusebis zu 10 Messpunkte,
Hot-/Cold-Spot-Erkennung,bis zu 5 x Bereichsmessung(Min.-/Max. & Average),
Isotherme und Alarmwerte

innerhalb der EU, außerhalb 9 Hz
Funkfeuchtefühler nur in der EU, Norwegen, Schweiz, USA, Canada,Kolumbien, Türkei, Brasilien, Chile, Mexiko, Neuseeland, Indonesien*** ausgenommen USA, China und Japan**** Bluetooth nur in der EU, Norwegen, Schweiz, USA, Canada, Kolumbien,Türkei, Japan, Russland, Ukraine, Indien, AustralienABS

PC-Software
System­voraussetzungen

Windows 10, Windows Vista,
Windows 7 (Service Pack 1), Windows 8,Schnittstelle USB 2.0

Normen, Prüfungen
EU-Richtlinie
4 im Lieferumfang enthalten

2004 / 108 / EG(4) optional

testo 890

Übersicht der Varianten

testo 890

Infrarotauflösung

testo 890 Set

640 x 480 Pixel

Thermische Empfindlichkeit (NETD)< 40 mK-30 ... +650 °C

Bildwiederholfrequenz

0980 8854/cw/I/08.2020

Messbereich

33 Hz*

SuperResolution

4425° x 19° Objektiv

(4)

(4)

Teleobjektiv 15° x 11° *****(4)

4

Superteleobjektiv 6.6° x 5° *****(4)

4Autofokus

44

Hochtemperaturmessung bis 1200 °C

(4)

(4)

Panoramabild-Assistent

44SiteRecognition (Messorterkennung mit Bildverwaltung)44

Lasermarker**

44Anzeige der Oberflächen-Feuchteverteilung(mittels manueller Eingabe)

44Feuchtemessung mit Funk-Feuchtefühler***(automatische Messwertübertragung in Echtzeit)

(4)

(4)

HDMI Schnittstelle

44

FeverDetection

(4)

(4)

Prozessanalyse Paket: Bildsequenzspeicherung im Gerät undvollradiometrische Videomessung(4)(4)

Sprachaufzeichnung mittels Head-Set****4

4

Solar-Modus

44

Linsen-Schutzglas(4)4Zusatzakku(4)4Schnell-Ladestation(4)4

4 im Lieferumfang enthalten(4) optional

***
***

innerhalb der EU, außerhalb 9 Hz
ausgenommen USA, China und Japan
Funkfeuchtefühler nur in der EU, Norwegen,
Schweiz, USA, Canada, Kolumbien, Türkei,Brasilien, Chile, Mexiko, Neuseeland, Indonesien**** Bluetooth nur in der EU, Norwegen, Schweiz, USA,Canada, Kolumbien, Türkei, Japan, Russland,
Ukraine, Indien, Australien***** abhängig von gewählter Setausstattung

Testo GmbH
Carlbergergasse 66 / Tor 4, A-1230 Wien
Telefon 01/486 26 11-0
Telefax 01/486 26 11-209
E-Mail: info@testo.at

www.testo.atÄnderungen, auch technischer Art, vorbehalten.

Merkmale