Flexible & reliable
WT1800E シリーズ

プレシジョンパワーアナライザ

Bulletin WT1800E-01JA

新興国を中心とした人口増加と、ライフスタイルの変化に伴うエネルギー消費量の増大により、環境問題が深刻化しています。かけがえのない地球環境を保全し後世に残していくために、エネルギーの効率的な利用の一層の促進とともに、太陽光や風力をはじめとした再生可能エ
ネルギーを活用する社会への転換が求められています。
このような社会的背景により、あらゆる産業分野でエネ
ルギー利用に関する技術開発が活発に行われています。
そのキーとなるのが生活に身近な電気エネルギーの効率的利用に関する技術で、電圧、電流、電力をはじめとした電気エネルギーに関する各種パラメータの高精度測定がますます重要となっています。YOKOGAWAは、高精度な電力測定器の提供を通じて電気エネルギーの効率的な利用に関する技術開発を支援してまいりました。
WT1800Eプレシジョンパワーアナライザは、最先端の研究開発で求められる高い性能と豊富な機能、拡張性を兼ね備えたモデルです。EV/PHV/FCV など自動車の電動化や再生可能エネルギー向けパワーコンディ
ショナーなどの技術開発や各種規格試験など、パワー
エレクトロニクスに関わる幅広いアプリケーションにお使いいただけます。

高い測定精度─クラストップレベルとなる、読み値誤差±0.05%、レンジ誤差±0.05%の電力基本測定確度を達成し、エネルギー効率が高められた最新の機器を、より高い精度で測定することができます。
信頼性─幅広い周波数範囲に渡って確度を保証するとともに、広いダイナミックレンジを備えることで、機器の動作状態が多様に変化する対象でも、常に信頼性の高い測定を実現しています。
幅広いニーズに対応─ WT1800E は、最大 6 チャネルの電力入力、バラエティに富んだ画面の組み合わせ表示、PCとの親和性、数値と波形解析機能、幅広い周
波数入力範囲とその環境性能から、電力、効率および高調波測定が求められる最先端のアプリケーションに
フレキシブルに対応します。

パワーエレクトロニクスの幅広いアプリケーションをカバー
エネルギー効率の向上が求められるあらゆる産業分野に自動車（BEV/PHEV/FCV）OA・家電（複合機 /エアコン/ 冷蔵庫 / 照明）

産業機器（モーター/ ポンプ /コンプレッサー）

IT（データセンター/サーバー/ ルーター）

再生可能エネルギー（太陽光 / 風力）

バッテリ充電装置（携帯機器、EVチャージャー）主な特長

WT1800E

4

主な特長
測定確度の大幅な改善

積算時のオートレンジ対応で連続測定

電力基本確度トータル±0.1%（50/60 Hz）を実現しました。
さらに、低い回転数から駆動されるモーターの特性を高精度で測定するために、低周波域での測定確度も改善したことで、始動から定格までの幅広い周波数帯域で精度の高い測定が可能となりました。同時に、低力率での電力値への影響も±0.07%
of S（皮相電力）と改善しており、従来は正確な測定が難しかった条件下の高精度な測定が可能です。

機器の負荷状態が大きく変化する稼働時と待機時などのように連続して積算電力（Wh）/ 積算電流（Ah）を測定する場合に、とても有効な機能です。従来、積算時はレンジが固定でしたが、本機能は、積算中の消費電力値 / 電流値の変化に追従して、オートレンジで動作します。急峻な動作などによって状態が変化し、設定しているレンジ定格をオーバーした場合でも、レンジアップして積算し続けます。
※本機能使用時のレンジ変更中はデータ補正を行います。仕様の積算の項を参照
してください（データ更新周期が Autoのときを除く）。

3.0
WT1800E 150 V/1A range

確度（% of reading）

2.0
1.0

ひずみ波入力時の最大表示とオートレンジ範囲の拡大

0.0
−1.0
−2.0
−3.0
10

100

1,000

10,000100,000

1,000,000

周波数（Hz）

周波数―電力確度の特性例（COSφ＝1のときの電力）

従来、クレストファクターの設定が 6のときは、定格レンジに対する最大表示は140%でした。新機能クレストファクターCF6Aの設定では、定格レンジに対する最大表示を280%まで拡大しました。これにより、オートレンジ設定の場合、レンジアップする
しきい値のレベルが上昇し、ひずみ波形の入力の際に頻繁なレンジ変更動作が減るとともに、最大表示値が大きくなります。

測定対象に柔軟に対応したデータ更新

大電流機器の測定をスッキリと実現

回転数の変化によって入力信号の周波数が変動するモーターのような機器を測定する際、変化する周波数に追従してギャップなく測定できる機能です。0.1Hzの低周波から測定可能です。
50 ms 〜 20 s 間の固定データ更新周期設定に加え、入力信号の周期に同期してデータ更新を行う設定“Auto”を選択できます。自動試験などの連続測定の際に威力を発揮します。

AC/DC電流センサCTシリーズ用DC電源を搭載できます（/PD2
オプション）。同時に専用ケーブルとシャント抵抗 BOXをご利用いただくことで、外部 DC 電源の確保や手間のかかる配線の準備が不要となり、センサーと本体一台で大電流測定が可能です。特に、測定器本体と電源、およびセンサーを一体化することにより、耐ノイズ性能も向上しました（シャント抵抗 BOXを使用する際には、WT1800E 本体に/EX1 〜 /EX6オプションが必要です）。電流センサーと組み合わせた測定時の確度は、WT1800Eシリーズと電流センサーの確度の和となります。

測定・演算区間
50 ms 50 ms 50 ms 50 ms 50 ms 50 ms 50 ms 50 ms 50 ms
1周期

1周期

1周期

データ データ データ
更新無し 更新無し 更新無し

データ
更新

データ
更新無し

データ
更新

2
周期

データ
更新無し

Auto 設定時の動作イメージ図

データ
更新

1
周期

データ
更新

データ
更新

5

WT1800E

実用的な機能とソフトウェア

実用的な機能とソフトウェア
測定結果を一画面で表示、一目で確認
6 入力の電圧レンジ、電流
レンジ、同期ソース、結線
方式、フィルターなど、それぞれの詳細な設定情報とともに、測定したデータ
を１つの画面上に表示できます。画面表示を頻繁に切り替えてデータを確認す
る必 要はありません。また、数値以外の波形、ベクトル、トレンド、あるいは高調波測定のバーグラ
フなどと組み合わせて分割して表示も可能ですので、多くの情報を一画面で確認できます。

6 チャネルすべての入力を波形で確認
高分解能ディスプレイの採用で波形表示を最大 6 分割表示できます。インバータ三相信号の入出力間の信号を画面分割して同時に表示可能です。波形表示は電圧だけ、あるいは電流だけを表示したり、表示位置を自由に設定できるので、比較したい信号だけを並べて表示できます。
数値データだけでなく、6チャネルすべての波形により機器の動作を確認できます。

リモートでコントロール、
データ表示可能な Webサーバー機能
イーサネット経由にてPCのWebブラウザソフトウェアから
WT1800Eに接続することで、リモートコントロールと測定結果の画面をPC 上に表示することが可能です。PC 上でフロントパネルを再現したイメージを介して操作ができるので、本体と同様の感覚でコントロールが可能です。
離れた場所からの制
御とデータ確認が簡
単にできます。

フリーソフトウェア WTViewerEfree
WTViewerEfreeはWTシ
リーズ用のフリーソフトウェ
アです。近年は、商品の開発・評価作業の効率アップ
とともに、その際に用いる測定器の稼働率アップ、あるいは効率的な利用が求められています。本ソフト
ウェアを用いると簡 単にPCと 接 続 して、 手 軽 に
WT1800Eの制 御を行うとともに、スムーズに測定データをPC へ取り込むことができます。

サンプルプログラムを無償でご提供
高速データ収集、デルタ演算、
周波数測定機能（全 CH）を標準で搭載
今日のアプリケーションで使用されることの多い高速データ収集機能、デルタ演算機能、周波数測定機能（全 CH）を標準装備としました。従来に比べてベースモデルの機能を大幅に向上させることで本器の利用範囲がさらに広がります。

専用のプログラムを作成する場合に、その参考として、Visual
Basic/Visual C++/Visual Basic.NET/Visual C#*1 をサポートした、各通信機能（USB、GP-IB、イーサネット）向けのサンプルプログラムを当社ホームページから無償でダウンロードできます。
* 1：Visual Basic/Visual C++/Visual Basic .NET/Visual
C#は米国 Microsoft 社の登録商標です。

WT1800E フロント/リア

6

WT1800E

WT1800E フロント/リア
2

標準装備

3

4

6

1

5
7
8
10
10
9

1

外部メディアポート

2

入力エレメント設定

3

電圧・電流レンジ表示と設定

4

十字操作キー

5

表示設定

6

測定項目設定

7

積算

8

機能設定

9

データ保存

オプション
10 内蔵プリンタ（/B5オプション）

標準装備
3
1

5

4

6

2

7

8

1

電圧入力端子2

電流直接入力端子

3

通信機能（USB/イーサネット/GP-IB）

4

2 台同期測定用 BNC 端子

オプション
5

外部電流センサー入力端子（/EX1 〜 /EX6オプション）

6

トルク＆スピード入力端子（モーター評価機能、/MTRオプション）

または、外部信号入力端子（2 系統外部入力機能、/AUXオプション）

9

7

D/A 出力（/DAオプション）

8

RGB 出力（/V1オプション）

9

電流センサー用内蔵電源（/PD2オプション）

電流センサー用電源（/PD2オプション）とともに利用するアクセサリ
左：電流センサー用接続ケーブル
右：シ ャント抵 抗 BOX（WT1800E 本/PD2オプション付モデル

体に/EX1 〜 /EX6オプションが必要です）

7

WT1800E

2 種類の入力エレメント

2 種類の入力エレメント
幅広い電流入力範囲を高精度測定
電力基本確度±（0.05% of reading ＋ 0.05% of range）*1

測定帯域

DC、0.1Hz～1MHz

低力率誤差

力
 率誤差の影響 ±0.07% of S*2（cosφ＝ 0の時、φは電圧と電流の位相差）

温度範囲

23℃±5℃

電流 直接入力
レンジ

1/2/5/10/20/50［A］*3
10 m/20 m/50 m/100 m/200 m/500 m/1/2/5［A］*3

50 A 入力エレメント

5 A 入力エレメント

50 A ー
〜 MAX

5A ー
〜 MAX

外部電流
50 m/100 m/200 m/500 m/1/2/5/10［V］*3
センサー入力
電圧レンジ

1.5/3/6/10/15/30/60/100/150/300/600/1000［V］*3

データ更新周期50 m/100 m/200 m/500 m/1/2/5/10/20［s］、Auto

有効入力範囲1%～110%*3*1：レンジ等の条件があります。詳細については仕様の項をご参照ください。
*2：Sは皮相電力の読み値 *3：クレストファクターCF3のとき

50 A 入力エレメントと5 A 入力エレメント
を同一の本体に搭載できます。1 台で待機から稼働時までの幅広い測定が可能です。

高精度、高安定度を示す基本特性（例）
3.0

1.0

電力レンジ定格に対する総合誤差（% of range）

WT1800E 150 V/1A range

確度（% of reading）

2.0
1.0
0.0
−1.0
−2.0
−3.0

WT1800E 50/60 Hz Rated Input

0.1

0.0
10

100

1,000

10,000100,000

0.001

1,000,000

0.01

周波数（Hz）

周波数―電力確度の特性例（cosφ=1のときの電力）

1

任意の力率時の電力総合誤差

9.0

15.0
WT1800E 100 V range

7.0

WT1800E 150 V/1A range

WT1800E 1A range (5 A)

10.0

WT1800E 1A range (50 A)

誤差（% of range）

誤差（% of range）

0.1

力率（cosΦ）

5.0
3.0
1.0
−1.0

5.0
0.0
−5.0
−10.0

−3.0
1,000

−15.0
10,000周波数（Hz）

コモン・モード電圧による指示値への影響の特性例

100,000

10

100

1,000

10,000100,000

周波数（Hz）

ゼロ力率時の周波数―電力確度の特性例

1,000,000

アプリケーション事例

8

WT1800E

アプリケーション事例
インバータ＆モーター入出力効率測定
WT1800Eは最大 6 系統の電力の測定ができるので、1 台でインバータ入出力間の効率試験が可能です。さらにモーター
評価機能（/MTR オプション）を使用することで、電圧、電流、電力に加え、モーターの回転速度、トルク、機械的出力の変化も同時に観測できます。電源入力からモーター出力までのトータル効率を1 台で測定可能です。
インバータ

インバータ部

入力
コンバータ部

1 2駆動モーター

交流信号を直流信号に変換負荷

トルク/
回転センサー

ドライブ回路3

直流信号を変調して任意の交流信号に変換※三相入力は
三相 3 線結線で電力測定

M

4 5 6

測定箇所と電力計への入力。
Mはモーター出力を電力計のモーター信号入力（/MTR）
へ接続※この例では、インバータ出力の各相（相間）の電圧電流を確認するため、
三相 3 線（3V3A）
結線で測定*15 MHz 帯域（電圧、2 MS/sの高速サンプリング
電流）、

デルタ演算機能（スター―デルタ変換、差動演算）

電力計測での縦軸分解能
は高精度測定における重要な要素の１つです。
WT1800Eでは、16ビット
高分解能、約 2 MS/sを実現し、高速な信号でも、より高精度な測定ができます。

各エレメントの電圧や電流の瞬時測定値（サンプリングデータ）
から、差動電圧や線間電圧、相電圧などを求めることができます。
三相 3 線結線のとき、2つのエレメントの間の差動電圧、

差動電圧、電流

差動電流を演算

線間電圧 / 相電流

三相 3 線結線のとき、測定していない線間電圧と相電流を演算（図 1）

スター―デルタ変換

三相 4 線結線のデータを使って、相電圧から線間電圧を演算

デルタ―スター変換

三相 3 線結線（3 V3 A 結線）のとき、線間電圧から相電圧を演算（図 2）

*1：－3 dB、Typical 値

昇圧コンバータ効率とインバータ効率評価が可能
昇圧コンバータを含むインバータの入出力評価では、少なくとも5 入力以上の電力測定入力が必要です。
WT1800Eは6 入 力 を 装備できるので、インバータ
機器を総合的に評価でき
ま す。 ま た、 個 別 NULL
機能を使って特定の入力
チャネルだけDCオフセッ
トをNULL 値として除去できます。これにより、より高精度な測定ができます。

R相

演算値

I1

線間電圧

U1
相電流
T相

図1

U2

演算値

R相

U1

相電圧

U3

相電圧 相電圧I2
S相

線間電圧/相電流

T相

U2

S相

図2 デルタ―スター変換

9

WT1800E

モーターの電気角 / 回転方向測定が可能

1kHz 基本波でも255 次成分まで測定（/MTR オプション、/G5または /G6 オプション）（/G5、/G6 オプション）

モーター評価機能（/MTR）により、回転センサー信号とトルク
メーター信号から、モーターの回転速度、トルクおよびモーター
出力（メカニカルパワー）を測定できます。回転センサーやトル
クメーターから入力する信号は、アナログ信号（直流電圧）またはパルス信号から選択できます。また、A 相、B 相、Z 相入力端子の搭載により、A 相、B 相を使うことでモーターの回転方向を検出でき、さらにZ 相信号を使って電気
角 *1 を測定できます。

基 本 波 周 波 数 が 400 Hz
では、最大 500 次の高調波測定ができます。また、
1kHz においても255 次までの高調波測定ができます。高次の高調波測定が必要な航空機の試験で要求される150 kHzまでの高調波測定にも対応しています。

* 1：電 気角測定には、/G5または/G6オプションが必要。

アプリケーション事例※デ ータ更新周期が Autoのときを除く。

※トルクセンサーおよび回転センサーは別途ご用意ください。

2 系統同時の高調波測定（/G6 オプション）
通常の機種では高調波測定の対象は１系統ですが、WT1800E
は1 台で2 系 統 の同 時 高調波測定ができます。
入力信号と出力信号を同時に高調波測定できるので、切り替え時間の短縮に加えて、今まで不可能だった入出力間同時のデータ解析が可能です。

高周波成分に埋もれたオリジナル信号を捉える
ラインフィルター
インバータ波形やひずみ波形などの電力評価では高周波成分で測定値に影響がでます。ラインフィルター機能を使えば、信号に重畳した不要な高周波成分を除去できます。フィルターは各
入力エレメントごとに独立に設定できます。アナログフィルター
1MHz、300 kHzと、100 Hz～100 kHzまでを100 Hz 刻みで設定できるディジタルフィルターを標準装備しています。

ms オーダーにて応答可能な高速データ収集機能
WTシリーズでは、最速 50 msのデータ更新周期でデータ収集ができますが、モーターの電流あるいは電力の過渡現象測定において、さらに高速で現象を捉えるケースが増えてきました。高速データ収集機能は、直流信号、あるいは三相信号のΣUrms、ΣIrms、ΣP
三相Σ電流値データなどを、msオー ダー
ごとにデータ収集ができます。
本機能では、数値表示の不要なふらつきを抑えるためにローパスフィ
一相の電流波形
ルター（HSフィルター）
三相電流での測定データ例を備えています。カット（赤点は5 ms 間隔のデータ測定例）
オフ周波数を1Hzから
1kHzまで設定できます。

数値計算ソフトを用いたグラフ表示の例

アプリケーション事例

10

WT1800E

太陽光発電など新エネルギー分野での発電─変換効率測定
太陽光発電、風力発電で発電されたエネルギーは、パワーコンディショナ内部で直流から交流に変換されます。また、蓄電池への充電制御装置で電圧値が変換されます。これらの変換ロスを最小限にすることがエネルギー系統全体の高効率化に
つながります。WT1800Eは 1 台で最大 6チャネルの電力入力を搭載できるため、各変換器前後の電圧、電流、電力、周波数（交流の場合）や、変換器効率、充電効率などを測定できます。
太陽電池モジュール（屋外）
メガソーラー（屋外）

パワーコンディショナ（電力制御装置）

1

2

昇圧
コンバータ

3

直流交流
変換器

5
充電/放電

電流の
充電制御

A 日射計（太陽光発電）

風向風速計（風力発電）

6

蓄電システム
太陽光発電における電力の流れ

負荷

売電/買電
蓄電池
プラグイン HVなど

4 逆潮流

電力系統への系統連系、あるいはスマートグリッド（次世代電力網）

測定箇所と電力計への入力。
（AUX）
へ接続
Aはセンサー信号を電力計の外部信号入力

最大 1000 V/50 A × 6 系統を直接測定

売買電もしくは充放電による積算電力測定

電圧レンジ（1.5 V～1000 Vレンジ）と電流レンジ（10 mA～
5 Aまたは1A～50 Aレンジ）の直接入力端子を搭載しているので、電流センサーを使わずに高精度測定ができます。
また、パワーコンディショナ評価では、昇圧コンバータ、インバー
タ、蓄電池への入出力など、多チャネルの電力測定が必要です。
WT1800Eは最大 6チャネルの電力入力ができるので、多点の電力を1 台で同時に評価できます。さらに多チャネルの電力を評価する場合は、2 台の同期測定もできます。

系統連系における電力の売電量 / 買電量や、バッテリの充放電の量を電力積算機能を使って測定できます。
WT1800Eでは売買電、充放電モードでの積算ができる有効*1
電力積算（WP）に加え、電流積算（q）、皮相電力積算（WS）、*1
無効電力積算（WQ） の測定が可能です。
また、ユーザー定義ファンクションを使って積算区間内における平均有効電力を算出できます。電力値が大きく変動する間欠発振制御方式の機器の消費電力をより正確に測定できます。
*1：データ更新周期が Autoのときを除く。

瞬時電力ピーク値の測定（MPPT 測定）

電流値

電力値

太陽光発電では、取り出した電力が最大になるように、太陽電池が発生する電力を有効利用する制御（MPPT 制御）が行われています。WT1800Eは、電圧、電流、電力値とともに、電最大電力値
圧ピーク値、
電流ピー
ク値（それぞれ＋ 側、－ 側）を測 定できます。また、瞬時電力
最大値（＋ 側、－ 側）※イメージ図です。
実際の測定ではも測定できます。
ノイズの影響があります。
電圧値
MPPT（Maximum Power Point Tracker）制御時の電圧、電流、電力測定例

異常判定時のトリガ測定（ユーザー定義イベント機能）
電圧変動、あるいは電流変動が設計時に想定した範囲内に入っているかを確認するには、イベントトリガ機能が便利です。発電の正常レベル範囲を判定条件に設定することで、その範囲外のデータを測定したときをトリガにして、メモリにそのデータを保存
できます。

11

WT1800E

アプリケーション事例

カスタム演算式によるリプル率、電力損失計算

効率変動を視覚的に捉えるトレンド表示

ユーザー定義ファンクションを使って、変換効率の他に、入力出力間での電力損失、電圧直流リプル率、電流直流リプル率などを演算できます。目的に合わせて係数を掛けたり、演算式を少しだけ変更できるので便利です。演算式は最 大 20 個 設 定できます。
ま た、 演 算 項 目 のF1、F2・・・の表示名を自由に変更できます。

機器の効率評価をする場合、数値だけで微小な効率変化を確認することは分かり難い場合があります。
トレンド表示は、測定値や測定効率を時系列にトレン
ドデータとして表示できる
ので、微小な変化も視覚的に捉えられます。数分間のトレンド、あるいは数日間のトレンドデータの確認ができます。

演算例※画面のハードコピーでトレンド表示を保存できます。ストア機能で数値データを保存できます。

１. 電圧直流リプル率 ＝

電圧ピーク値（＋）－ 電圧ピーク値（－）
2×直流電圧値（平均値）

×100

WTViewerE 761941*1 を使った多チャネル同期測定

２. 電力損失 ＝ 出力電力 － 入力電力

入力信号に応じた適切なレンジに高速設定
特定の電圧、電流入力レンジ（有効測定レンジ）を選択できるレンジコンフィグ機能を搭載しました。不要なレンジを使わないことで当社従来機種 *1 よりも高速な最適レンジ設定を実現し、より速く信号変動に追従できます。
また、ピークオーバー発生
時には、あらかじめ設定したレンジに直接変更できるので、生産ラインで頻繁に繰 り 返 さ れ る、OFF、
100 V、OFFのような繰り返し試験でのタクトタイム
短縮に有効です。

WTViewerE 761941は、WT1800Eで測定した数値および波形データをイーサネット、GP-IBまたはUSBの各通信機能
経由でPCに読み込み、数値・波形の表示・解析・保存ができるソフトウェアです。WT1800Eを最大 4 台まで同期させてデータ収集できることから、最大 24 電力入力の変換効率や電力、電力損失を測定・解析することが可能です。さらに、新設のオ
フラインモードを活用することで、異常時の同期した数値および波形データの確認が可能です。
*1：別売

入力信号が変化

当社従来機種 *1の動作イメージ*1：当社従来機種
WT1600との比較

WT1800E のレンジ選択による
動作イメージ

搭載しているレンジを１つずつ変更

レンジ変更終了

レンジ変更終了

複数台のWTシリーズの設定画面の例
選択した次のレンジに変更

モデル間比較

12

WT1800E

モデル間比較

標準器、校正0.1Hz

0.05

WT5000 電力基本確度 ±0.03%

1MHz

電力基本確度﹇％﹈インバータ（R＆D、検査）
0.1Hz

0.1

WT1800E 電力基本確度 ±0.10%

1MHz

産業電気機器（電源、モーター、エアコン他）
生産・検査ラインでの電力測定

0.15
0.5 Hz0.2

WT500 電力基本確度 ±0.20%

100 kHz

家電、OA機器の消費電力測定
DC

0.1

0.5

10

1k

電力測定帯域［Hz］

10 k

100 k

1M

WT1800E
WT5000WT500±（0.05% of reading ＋ 0.05% of range）±（0.01% of reading ＋ 0.02% of range）±（0.1% of reading ＋ 0.1% of range）
DC、0.1Hz～1MHz
DC、0.1Hz～1MHz
DC、0.5 Hz～100 kHz
1、2、3、4、5、6（固定）
1、2、3、4、5、6、7（モジュラー構造）
1、2、3（固定）1.5/3/6/10/15/30/60/100/150/300/600/1000［V］ 1.5/3/6/10/15/30/60/100/150/300/600/1000［V］
15/30/60/100/150/300/600/1000［V］（クレストファクター3のとき）（クレストファクター3のとき）（クレストファクター3のとき）
電圧レンジ7.5/15/30/50/75/150/300/500［V］
750 m/1.5/3/5/7.5/15/30/50/75/150/300/500［V］750 m/1.5/3/5/7.5/15/30/50/75/150/300/500［V］（クレストファクター6、6Aのとき）（クレストファクター6、6Aのとき）（クレストファクター6のとき）
5 m/10 m/20 m/50 m/100 m/200 m/500 m/1/2/5［A］
10 m/20 m/50 m/100 m/200 m/500 m/1/2/5［A］（760902）または0.5/1/2/5/10/20/30［A］（760901）または、1/2/5/10/20/50［A］から選択
0.5/1/2/5/10/20/40［A］（クレストファクター3のとき）（クレストファクター3のとき）（クレストファクター3のとき）
直接入力
2.5 m/5 m/10 m/25 m/50 m/100 m/250 m/
5 m/10 m/25/m/50 m/100 m/250 m/500 m/1/2.5［A］
0.25/0.5/1/2.5/5/10/20［A］
500 m/1/2.5［A］（760902）またはまたは、0.5/1/2.5/5/10/25［A］（クレストファクター6のとき）
0.25/0.5/1/2.5/5/10/15［A］（760901）
電流レンジ（クレストファクター6、6Aのとき）（クレストファクター6、6Aのとき）
50 m/100 m/250 m/500 m/1/2.5/5/10［V］
50 m/100 m/200 m/500 m/1/2/5/10［V］
50 m/100 m/200 m/500 m/1/2/5/10［V］
外部電流（クレストファクター3のとき）（クレストファクター3のとき）（クレストファクター3のとき）センサー入力25 m/50 m/125 m/250 m/500 m/1.25/2.5/5［V］
25 m/50 m/100 m/250 m/500 m/1/2.5/5［V］
25 m/50 m/100 m/250 m/500 m/1/2.5/5［V］（クレストファクター6、6Aのとき）（クレストファクター6、6Aのとき）（クレストファクター6のとき）
電圧、電流レンジの確度保証範囲
1%～110%1%～130%1%～110%ピークホールド（瞬時最大値ホールド）●●●
MAX ホールド●●●
RMS/MEAN/AC/DC同時測定●●●
平均有効電力●（ユーザー定義ファンクション）●（ユーザー定義ファンクション）●（ユーザー定義ファンクション）
積算有効電力量（WP）
（Wh）
●
●
●
積算皮相電力量（WS）
（VAh）
●
●
●
積算無効電力量（WQ）（varh）●●●
搭載されている入力エレメントの電圧または電流から2つ
周波数全ての電圧電流入力（最大12チャネル）
全ての電圧電流入力（最大14チャネル）（/FQオプション搭載時は最大 6チャネル）
相間の位相角（基本波）○（/G5、/G6）●○（/G5）
モーター評価○トルク、回転速度入力、電気角（/MTR）○トルク、回転速度入力、電気角（/MTR1、/MTR2）
×
ユーザー定義ファンクション●（20 個）●（20 個）●（8 個）
電圧、電流、電力
60000
60000060000
電力量、電流量999999999999999999
ディスプレイ8.4 型 TFT カラー液晶
10.1型 TFTカラー液晶（WXGA）タッチスクリーン対応
5.7 型 TFT カラー液晶
サンプリング周波数
約2 MS/s
最高約10 MS/s
約100 kS/s
高調波測定○（/G5、/G6）● 2系統○（/G5）
通常測定モード時の高調波測定○（/G5、/G6）● 2系統○（/G5）
IEC 規格対応高調波測定
×○（/G7）
×
IEC 規格対応フリッカ測定
×〇（/G7）
×
高速データ収集●××
デルタ演算機能●●○（/DT）
D/A 出力○ 20チャネル（/DA）○ 20チャネル（/DA20）
×
ストア機能（データストア用内部メモリ）
約32 MB
約2 GB（最大約32 GB、/M1）
約20 MB●USB、● GP-IB、● GP-IB、●USB、●USB、○ GP-IB（/C1）
インタフェース●イーサネット、○RGB出力（/V1）●イーサネット、●RGB出力○イーサネット（/C7）
、○ VGA 出力（/V1）
通信コマンドの互換性
一部互換ありデータ更新周期50 m/100 m/200 m/500 m/1/2/5/10/20［S］、Auto 10 m/50 m/100 m/200 m/500 m/1/2/5/10/20［S］
100 m/200 m/500 m/1/2/5［S］
対応メディア
●USB
●USB
●USB
プリンタ
○内蔵プリンタ（前面）
（/B5）
×
×
AC/DC 電流センサー用電源○ 6 系統、トータル最大 6 A、各最大1.8 A（/PD2） ●7系統、トータル最大 8 A、各最大1.8 A（760903）
×
電力基本確度（50/60 Hz）
測定帯域
入力エレメント数

レンジ

測定
項目

表示
分解
表示

測定
機能

その他

一部の仕様、及び機能には制限があります。詳細につきましては各製品のカタログにてご確認ください。

●は標準、○はオプション

13

WT1800E

主な仕様
入力部

主な仕様

表示部

入力端子
形状

電圧 プラグイン端子（安全端子）

ディスプレイ

電流 直接入力：大型バインディングポスト

全表示画素数 *1 1024（水平）×768（垂直）
ドット

入力形式

電圧 フローティング入力、抵抗分圧方式

外部電流センサー入力：絶縁タイプBNCコネクタ

8.4 型カラーTFT 液晶ディスプレイ

*1：液晶表示部には、全表示画素数に対して0.002% 程度の欠陥が含まれる場合があります。

表示更新周期

データ更新周期と同じ。ただし、
1）データ更新周期が 50 ms、100 ms、200 msのときで、数値表示のみのとき、表
示更新は200 ms～500 ms（表示項目数により変わります）となります。
2）データ更新周期が 50 ms、100 ms、200 ms、500 msのときで、数値表示以外の表示項目（Custom 画面を含む）が表示されるとき、表示更新は1sとなります。
3）測定モードの表示が Normal Mode（Trg）の場合は、トリガが検出されてから、データ更新周期で設定した時間間隔の測定が実行されます。
そのあと、測定データの演算、表示処理などを行い、次のトリガレディになるまで
以下の時間を要します。
●● データ更新周期が 50 ms～500 msのとき：約 1s●● データ更新周期が 1s～5 sのとき：データ更新周期 ＋ 500 ms
したがって、ストア、通信出力、D/A出力は、そのトリガに同期して動作します。
測定モードの表示が Normal Modeの場合、ストア、通信出力、D/A出力は、デー
タ更新周期に同期します。
4）データ更新周期が Auto 時の表示更新周期は、数値表示の場合、200 ms 以上になります。また、Custom 画面を含む、数値表示以外の場合は、1s 以上になります。

電流 フローティング入力、シャント入力方式
測定レンジ 電圧 1.5/3/6/10/15/30/60/100/150/300/600/1000 V（クレストファクターCF3）0.75/1.5/3/5/7.5/15/30/50/75/150/300/500 V（クレストファクターCF6/CF6A）
電流 直接入力〈50 A 入力エレメント〉
1/2/5/10/20/50 A（クレストファクターCF3）
500 m/1/2.5/5/10/25 A（クレストファクターCF6/CF6A）〈5 A 入力エレメント〉
10 m/20 m/50 m/100 m/200 m/500 m/1/2/5 A（クレストファクターCF3）
5 m/10 m/25 m/50 m/100 m/250 m/500 m/1/2.5 A（クレストファクターCF6/CF6A）

外部電流
50 m/100 m/200 m/500 m/1/2/5/10 V（クレストファクターCF3）
センサー入力 25 m/50 m/100 m/250 m/500 m/1/2.5/5 V（クレストファクターCF6/CF6A）
計器損失

電圧 入力抵抗

約 2 MΩ

入力容量

約 10 pF

電流 直接入力 〈50 A 入力エレメント〉
約 2 mΩ＋ 約 0.07 µH〈5 A 入力エレメント〉 約 100 mΩ＋ 約 0.07 µH
外部電流センサー入力：約 1MΩ
瞬時最大
許容入力

（20 ms間
以下）

電圧 ピーク値が 4 kVまたは実効値が 2 kVの低い方
電流 直接入力 〈50 A 入力エレメント〉
ピーク値が 450 Aまたは実効値が 300 Aのどちらか低い方〈5 A 入力エレメント〉
ピーク値が30 Aまたは実効値が15 Aのどちらか低い方
外部電流センサー入力：ピーク値がレンジの10 倍以下

瞬時最大
許容入力

（1 秒間以下）

単相 3 線

三相 3 線

三相 3 線（3電圧3電流測定）

三相 4 線

電圧 UΣ
［V］（U1＋ U2）/2（U1＋ U2 ＋ U3）/3

電流 IΣ
［A］

（I1＋ I2）/2（I1＋ I2 ＋ I3）/3

有効電力PΣ［W］

P1＋ P2

P1＋ P2 ＋ P3

S1＋S2

3
3
（S1＋S2）（S1＋S2＋S3） S1＋ S2 ＋ S3
2
3

皮相電力SΣ
［VA］

TYPE1
TYPE2
TYPE3

PΣ ＋ QΣ

TYPE1

Q1＋ Q2TYPE2SΣ － PΣ

TYPE3

2

2

電流 直接入力 〈50 A 入力エレメント〉
ピーク値が 150 Aまたは実効値が 55 Aのどちらか低い方〈5 A 入力エレメント〉
ピーク値が10 Aまたは実効値が7 Aのどちらか低い方

Q1＋ Q2

Q1＋ Q2 ＋ Q3

Corrected Power PcΣ
［W］

Pc1＋ Pc2

Pc1＋ Pc2 ＋ Pc3

積算電力量 WPΣ［Wh］

WP1＋ WP2

WP1＋ WP2 ＋ WP3

積算電力量（正）
WP ＋Σ
［Wh］

WP＋1＋ WP＋2

WP＋1＋ WP＋2 ＋ WP＋3

電圧 ピーク値が 2 kVまたは実効値が 1.1kVの低い方
入力電圧の周波数が 100 kHzを超える場合、（1200 － f）Vrms 以下
f は入力電圧の周波数で単位はkHz

外部電流センサー入力：ピーク値がレンジの5 倍以下
連続最大
同相電圧

測定ファンクション

電圧 ピーク値が 3 kVまたは実効値が 1.5 kVの低い方

電流 直接入力 〈50 A 入力エレメント〉
ピーク値が 150 Aまたは実効値が 55 Aのどちらか低い方〈5 A 入力エレメント〉
ピーク値が10 Aまたは実効値が7 Aのどちらか低い方（50/60 Hz）

演算項目

無効電力QΣ
［var］

外部電流センサー入力：ピーク値がレンジの10 倍以下
連続最大
許容入力

表示項目

電圧入力端子1000 Vrms

電流入力端子/EXオプション付き 1000 Vrms（測定可能な最大許容電圧）

600 Vrms（EN61010-2-030 規格の定格電圧）

Q1＋ Q2 ＋ Q3
2

WPTYPEが CHARGE（充電）/DISCHARGE（放電）のとき
WPTYPEが SOLD（売電）/BOUGHT（買電）のとき
データ更新毎の有効電力WPΣの値が正のときのみを加算。
データ更新周期が Autoのとき、WP TYPE：CHARGE/DISCHARGE
のみの演算になります。

積算電力量（負）
WP －Σ
［Wh］

WP－1＋ WP－2

WP－1＋ WP－2 ＋ WP－3

WPTYPEが CHARGE（充電）/DISCHARGE（放電）のとき
WPTYPEが SOLD（売電）/BOUGHT（買電）のとき
データ更新毎の有効電力WPΣの値が負のときのみを加算。
データ更新周期が Autoのとき、WP TYPE：CHARGE/DISCHARGE
のみの演算になります。

/EXオプション無し 1000 Vrms
電流外部センサー入力端子：600 Vrms2

積算電流量 qΣ［Ah］

q1＋ q2

q1＋ q2 ＋ q3

※電流外部センサー入力BNCコネクタ内部には、触れないでください。

積算電流量
（正）
q＋Σ
［Ah］q＋1＋ q＋2

q＋1＋ q＋2 ＋ q＋3

対地間
定格電圧

q－1＋ q－2 ＋ q－3

電圧入力端子1000 V

積算電流量
（負）
q －Σ
［Ah］ q－1＋ q－2

電流入力端子/EXオプション付き 1
 000 V（測定可能な最大許容電圧）
600 V（EN61010-2-030 規格の定格電圧）

無効電力量 WQΣ［varh］/EXオプション無し 1000 V
電流外部センサー入力端子：600 V

皮相電力量 WSΣ［VAh］

※電流外部センサー入力BNCコネクタ内部には、触れないでください。

同相電圧
の影響

電圧入力端子間は短絡、電流入力端子間は開放、外部電流センサー入力端子間は短絡の状態で、入力端子―ケース間 1000 Vrmsを印加。
●● 50/60 Hz：±0.01% of range 以下●● 
100 kHzまでの参考値：±［（最大レンジ定格）/（レンジ定格）×0.001×f % of range］以下。
外部電流センサー入力は、上記に最大レンジ定格 /レンジ定格×［0.0125×log（f×1000）－ 0.021］％ of rangeを加算。ただし、0.01% 以上
演算式中の最大レンジ定格は、1000 Vまたは50 Aまたは5 Aまたは10 V。fの単位はkHz。

力率λΣ

QΣ
（n）はn 番目の無効電力のΣファンクショ
1 N（n）│×Time ン、Nはデータ更新回数、Timeの単位は h 。
Σ│QΣ
N n ＝1
データ更新周期がAutoのときは演算しません。
1 N
（n）
×Time
Σ SΣ
N n ＝1
PΣ
SΣ

位相差φΣ
［°］

（ PΣ
SΣ ）

cos－1

注 1）本
 機器の皮相電力
（S）
、無効電力
（Q）
、力率（λ）、位相角（φ）
は、電圧、電流、有効電力測定値から演算で求めています（ただし、無効電力については、TYPE3を選択すると直接サンプルデータから算出されます）。したがって、
ひずみ波入力の場合、測定原理の異なる他の測定器と差が生じる場合があります。

ライン
フィルター

OFF、100 Hz～100 kHz（100 Hz 刻み）、300 kHz、1MHzから選択

周波数
フィルター

データ更新周期が Auto 以外のとき：OFF、100 Hz、1kHzから選択
データ更新周期が Autoのとき：OFF、100 Hz、200 Hz、400 Hz、800 Hz、1.6 kHz、
3.2 kHz、6.4 kHz、12.8 kHz、25.6 kHzから選択

A/D
変換器

電圧、電流入力同時変換。分解能：16ビット。変換速度（サンプリング周期）：約 500 ns。
高調波表示では高調波測定の項目を参照。

電流（A）

レンジ
切り替え

入力エレメントごとに設定可能

有効電力（W） P

オート
レンジアップ
レンジ機能

Urms、Irmsの測定値がレンジの110%を超えたとき（クレストファクターCF6Aのときは220％を超えたとき）●● 入力信号のピーク値がレンジの約 330%
（クレストファクターCF6/CF6Aのときは、約 660%）を超えたとき。
●●

レンジダウン 次の条件をすべて満たした場合、レンジダウンを実行します。
●● Urms、Irmsの測定値がレンジの30% 以下●● U
 rms、Irmsの測定値が下位レンジ（レンジダウンしようとするレンジ）の105% 以下●● Upk、Ipkの測定値が下位レンジの300% 以下（クレストファクターCF6/CF6Aのときは、600% 以下）SΣ（n）はn 番目の皮相電力のΣファンクショ
ン、Nはデータ更新回数、Timeの単位はh。
データ更新周期がAutoのときは演算しません。

注 2）QΣの演算において各相のQ 値は、電圧入力に対して電流入力が進相の場合は負符号（－）、遅相入力の場合は正符号（＋）
として演算するので、QΣの値は（－）になる場合があります。

数値表示 【入力エレメントごとに求められる測定ファンクション】
電圧（V）
Urms：真の実効値、Umn：平均値整流実効値校正、Udc：単純平均、Urmn：平均値整流、Uac：交流成分
Irms：真の実効値、Imn：平均値整流実効値校正、Idc：単純平均、
Irmn：平均値整流、Iac：交流成分

皮相電力（VA） S
無効電力（var）Q
力率λ

位相差（°）

φ

周波数（Hz）

fU（FreqU）：電圧の周波数、fI（FreqI）：電流の周波数

電圧の最大値と最小値（V）
U ＋ pk：電圧の最大値、U － pk：電圧の最小値

主な仕様

14

WT1800E【入力エレメント間の電圧と電流の基本波の位相差を示す測定ファンクション】
結線ユニットに割り当てられた入力エレメントのうち、最も小さい番号のエレメントの基本波 U（1）に対する他のエレメントの基本波 U（1）または （1）Iの位相差を表す測定
ファンクションです。下表に、エレメント1、2および3を組み合わせた結線ユニットの場合の測定ファンクションを示します。

電流の最大値と最小値（A）
I ＋ pk：電流の最大値、I － pk：電流の最小値
電力の最大値と最小値（W）
P ＋ pk：電力の最大値、P － pk：電力の最小値
クレストファクター（波高率）
CfU：電圧のクレストファクター、CfI：電流のクレストファクター
Corrected
Power（W）

Pc
適用規格：IEC76-1（1976）、IEC76-1（1993）

積算

Time：積算時間
WP：正負両方向の電力量の和
WP＋：正方向のPの和（消費した電力量）
WP－：負方向のPの和（電源側に戻した電力量）
q：正負両方向の電流量の和
q＋：正方向の I の和（電流量）
q－：負方向の I の和（電流量）
WS：皮相電力量 *1
WQ：無効電力量 *1
ただし、電流量は電流モードの設定によりIrms、Imn、Idc、Iac、Irmnのうちどれか 1つを選択して積算。

位相角 U1-U2（°）
φU1-U2：エレメント1の電圧の基本波［U1（1）］に対するエレメント2の電圧の基本波［U2（1）］の位相角
位相角 U1-U3（°）
φU1-U3：U1（1）に対するエレメント3の電圧の基本波［U3（1）］の位相角
位相角 U1-I1（°）
φU1-I1：U1（1）に対するエレメント1の電流の基本波［ I 1（1）］の位相角
位相角 U2-I2（°）
φU2-I2：U2（1）に対するエレメント2の電流の基本波［ I 2（1）］の位相角
位相角 U3-I3（°）
φU3-I3：U3（1）に対するエレメント3の電流の基本波［ I 3（1）］の位相角
EaU1～EaU6（°）
、EaI1～EaI6（°）
モーター評価機能（オプション）のZ 端子入力の立ち上がりを基準とするU1～ I 6の基本波の位相角φに対し、φ×2/N。Nはモーター評価機能の極数の設定値*1：データ更新周期が Autoのときを除く。

【結線ユニット（ΣA、ΣB、ΣC）ごとに求められる測定ファンクション（Σファンクション）
】
電圧（V）
UΣ
（1）
：次数 1の高調波電圧の実効値*1UΣ：電圧の実効値（Total 値 ）【結線ユニット（ΣA、ΣB、ΣC）ごとに求められる測定ファンクション（Σファンクション）】
電圧（V）
UrmsΣ：真の実効値、UmnΣ：平均値整流実効値校正、
UdcΣ：単純平均、UrmnΣ：平均値整流、UacΣ：交流成分
電流（A）

電流（A）

IrmsΣ：真の実効値、ImnΣ：平均値整流実効値校正、
IdcΣ：単純平均、IrmnΣ：平均値整流、IacΣ：交流成分IΣ
（1）：次数 1の高調波電流の実効値
IΣ：電流の実効値（Total 値 *1）

有効電力（W） PΣ

有効電力（W） PΣ
（1）：次数 1の高調波の有効電力 PΣ：有効電力（Total 値 *1）

皮相電力（VA） SΣ

皮相電力（VA） SΣ
（1）：次数 1の高調波の皮相電力
SΣ：全体の皮相電力（Total 値 *1）

無効電力（var）QΣ

無効電力（var）QΣ（1）：次数 1の高調波の無効電力
QΣ：全体の無効電力（Total 値 *1）

力率λΣ

位相差（°）

φΣCorrected
Power（W）

PcΣ
適用規格：IEC76-1（1976）、IEC76-1（1993）

積算

Time：積算時間、WPΣ：正負両方向の電力量の和、WP ＋Σ：正方向のPの和（消費した電力量）、WP －Σ：負方向のPの和（電源側に戻した電力量）、qΣ：正負両方向の電流量の和、q ＋Σ：正方向の I の和（電流量）、q －Σ：負方向の I の和（電流量）、WSΣ：SΣの積算、
WQΣ：QΣの積算*1： Total 値は、基本波（1 次）と全高調波成分（2 次〜測定次数上限値まで）。また、さらに直流成分（dc）を式に加えることもできます。

【デルタ演算】電圧（V） differenceSTAR->DELTA ΔU1、ΔU2、ΔU3：
三相 4 線結線時に演算で求められる線間電圧
ΔUΣ＝（ΔU1＋ΔU2 ＋ΔU3）/3

I：電流の実効値（Total 値 *2）

有効電力（W） P（k）
：次数 kの高調波の有効電力 P：有効電力（Total 値 *2）
皮相電力（VA） S（k）
：次数 kの高調波の皮相電力 S：全体の皮相電力（Total 値 *2）

電流（A） difference

無効電力（var）Q（k）：次数 kの高調波の無効電力 Q：全体の無効電力（Total 値 *2）
力率

λ
（k）
：次数 kの高調波の力率 λ：全体の力率（Total 値 *2）

位相差（°）

φ（k）：次数kの高調波電圧と高調波電流の位相差、φ：全体の位相差
φU（k）：基本波 U（1）に対する各高調波電圧 U（k）の位相差
φI（k）：基本波 （1）Iに対する各高調波電流 （k）
Iの位相差

STAR->DELTA ΔI：中性線の線電流
電力（W） difference

Telephone influence factor（適用規格 IEEE Std 100（1996））
Utif：電圧のtelephone influence factor
Itif：電流のtelephone influence factor
Harmonic voltage factor*4
hvf：harmonic voltage factor
Harmonic current factor*4
hcf：harmonic current factor
K-factor

電流の各次数の自乗和に対する、高調波成分に重み付けをした自乗和の比*1：次数 kは、0～測定次数上限値までの整数です。0 次は直流成分（dc）です。測定次数上限値
は、PLLソースの周波数によって最大 500 次までの範囲で自動的に決まります。
*2：Total 値は、基本波（1 次）と全高調波成分（2 次〜測定次数上限値まで）。また、さらに直流成分（dc）を式に加えることもできます。
*3：全高調波は、全高調波成分（2 次〜測定次数上限値まで）。
*4：規格等の定義によって演算式が異なる場合があります。詳細は規格書にてご確認ください。

―

3P3W->3V3A―

DELTA->STAR ΔP1、ΔP2、ΔP3：
三相 3 線（3V3A）結線時に演算で求められる相電力
ΔPΣ＝ΔP1＋ΔP2 ＋ΔP3
STAR->DELTA ―【波形 /トレンド】
波形表示 エレメント1から6までの電圧、電流、トルク、スピード、AUX1、AUX2の
波形を表示
トレンド
表示

測定ファンクションの数値データのトレンド（推移）を折れ線グラフで表示
測定チャネル数：最大 16 項目【バーグラフ/ ベクトル（/G5、/G6 オプション）】
バーグラフ表示 各高調波の大きさをバーグラフ表示

高調波含有率 Uhdf（k）：U（1）またはUに対する高調波電圧 U（k）の割合［%］
Ihdf（k）：I（1）または I に対する高調波電流 （k）
Iの割合
Phdf（k）：P（1）またはPに対する高調波の有効電力P（k）の割合

Telephone harmonic factor（適用規格 IEC34-1（1996））
Uthf：電圧のtelephone harmonic factor
Ithf：電流のtelephone harmonic factor

ΔI：測定していない相電流

DELTA->STAR ΔI：中性線の線電流

負荷回路の抵抗とリアクタンス（Ω）
Rs（k）：抵抗 RとインダクタンスLおよびコンデンサCが直列に接続されている場合の、次数 kの高調波に対する負荷回路の抵抗
Xs（k）：抵抗RとインダクタンスLおよびコンデンサCが直列に接続されている場合の、次数kの高調波に対する負荷回路のリアクタンス
Rp（k）：RとLおよびCが並列に接続されている場合の、次数 kの高調波に対する負荷回路の抵抗
Xp（k）：RとLおよびCが並列に接続されている場合の、次数 kの高調波に対する負荷回路のリアクタンス

Uthd：U（1）またはUに対する全高調波 *3 電圧の割合
Ithd：I（1）または I に対する全高調波 *3 電流の割合
Pthd：P（1）またはPに対する全高調波 *3 の有効電力の割合

ΔI：演算で求められる i1と i2の差動電流

3P3W->3V3A

負荷回路のインピーダンス（Ω）
Z（k）：次数 kの高調波に対する負荷回路のインピーダンス

全高調波
ひずみ
［%］

ΔU1：三相 3 線結線時に演算で求められる測定していな
い線間電圧

DELTA->STAR ΔU1、ΔU2、ΔU3：
三相 3 線（3V3A）結線時に演算で求められる相電圧
ΔUΣ＝（ΔU1＋ΔU2 ＋ΔU3）/3

高調波測定【入力エレメントごとに求められる測定ファンクション】
電圧（V）
U（k）
：次数 k*1 の高調波電圧の実効値
U：電圧の実効値（Total 値 *2）（k）
I ：次数 kの高調波電流の実効値

ΔU1：演算で求められるu1とu2の差動電圧

3P3W->3V3A（オプション）

電流（A）

λΣ
（1）
：次数 1の高調波の力率 λΣ：全体の力率（Total 値 *1）

力率ベクトル表示電圧、電流の基本波の位相差をベクトル表示

確度
電圧と電流
【確度（6ヶ月確度）】
条件 温度：23±5℃。湿度：30～75%RH。入力波形：正弦波。λ（力率）：1。同相電圧：0 V。
クレストファクター：CF3。ラインフィルター：OFF。周波数フィルター：1kHz 以下 ONにて。
ウォームアップ時間経過後。結線状態で、ゼロレベル補正または測定レンジ変更後。確度
演算式中の f の単位はkHz。1 年確度は6ヶ月確度の読み値誤差を1.5 倍する。
電圧

周波数
DC
0.1Hz ≦ f ＜10 Hz

確度：±（読み値誤差 ＋ 測定レンジ誤差）±（0.05% of reading ＋ 0.05% of range）±（0.03% of reading ＋ 0.05% of range）

10 Hz ≦ f ＜ 45 Hz
45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz
66 Hz ＜ f ≦1kHz±（0.03% of reading ＋ 0.05% of range）*1±（0.03% of reading ＋ 0.05% of range）±（0.1% of reading ＋ 0.1% of range）

1kHz ＜ f ≦ 50 kHz
50 kHz ＜ f ≦100 kHz±（0.3% of reading ＋ 0.1% of range）±（0.6% of reading ＋ 0.2% of range）

100 kHz ＜ f ≦ 500 kHz ±［（0.006×f）% of reading ＋ 0.5% of range］
500 kHz ＜ f ≦1MHz±［（0.022×f － 8）
% of reading ＋1% of range］
周波数帯域
5 MHz（－3 dB、Typical）*1：1000 Vレンジは0.02% of reading 加算。

15

WT1800E

電流
DC

周波数

確度：±
（読み値誤差 ＋ 測定レンジ誤差）±（0.05% of reading ＋ 0.05% of range）

0.1Hz ≦ f ＜10 Hz
10 Hz ≦ f ＜ 45 Hz±（0.03% of reading ＋ 0.05% of range）±［（0.03% of reading ＋ 0.05% of range）＋（2 µA*1）］

45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz
66 Hz ＜ f ≦1kHz±［（0.03% of reading ＋ 0.05% of range）＋（2 µA*1）］±（0.1% of reading ＋ 0.1% of range）
50 A 入力エレメントの直接入力±（0.2% of reading ＋ 0.1% of range）

1kHz ＜ f ≦ 50 kHz±（0.3% of reading ＋ 0.1% of range）
外部電流センサー入力の50 mV/100 mV/200 mVレンジ±（0.5% of reading ＋ 0.1% of range）
50 A 入力エレメントの直接入力±［（0.1×f ＋ 0.2）
% of reading ＋ 0.1% of range］

50 kHz ＜ f ≦100 kHz±（0.6% of reading ＋ 0.2% of range）
50 A 入力エレメントの直接入力±［（0.1×f ＋ 0.2）
% of reading ＋ 0.1% of range］
100 kHz ＜ f ≦ 200 kHz ±［（0.006×f）% of reading ＋ 0.5% of range］
50 A 入力エレメントの直接入力±［（0.05×f ＋ 5）% of reading ＋ 0.5% of range］

0 ＜λ＜1のとき

電力 確度（6ヶ月確度）
条件 電圧と電流の確度と同じ。1 年確度は6ヶ月確度の読み値誤差を1.5 倍する。
周波数
DC0.1Hz ≦ f ＜10 Hz

確度：±（読み値誤差 ＋ 測定レンジ誤差）±（0.05% of reading ＋ 0.05% of range）±（0.08% of reading ＋ 0.1% of range）

10 Hz ≦ f ＜ 45 Hz±［（0.08% of reading ＋ 0.1% of range）＋（2 µA×U）］

45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz
66 Hz ＜ f ≦1kHz*1±［（0.05% of reading ＋ 0.05% of range）＋（2 µA×U）］±（0.2% of reading ＋ 0.1% of range）

1kHz ＜ f ≦ 50 kHz±（0.3% of reading ＋ 0.2% of range）
外部電流センサー入力の50 mV/100 mV/200 mVレンジ±（0.5% of reading ＋ 0.2% of range）
50 A 入力エレメントの直接入力±［（0.1×f ＋ 0.2）% of reading ＋ 0.2% of range］±（0.7% of reading ＋ 0.3% of range）
50 A 入力エレメントの直接入力±［（0.3×f － 9.5）% of reading ＋ 0.3% of range］*1

100 kHz ＜ f ≦ 200 kHz ±［（0.008×f）% of reading ＋1% of range］
50 A 入力エレメントの直接入力±［（0.09×f ＋11）% of reading ＋1% of range］
200 kHz ＜ f ≦ 500 kHz ±［（0.008×f）% of reading ＋1% of range］
50 A 入力エレメントの直接入力：確度規定なし
500 kHz ＜ f ≦1MHz±［（0.048×f － 20）% of reading ＋ 2% of range）］
50 A 入力エレメントの直接入力：確度規定なし*1：外部電流センサー時は加算しない。

外部電流センサーレンジのとき、上記確度に次の値を加算。
電流のDC 確度：±50 µV
電力のDC 確度：±［
（50 µV/ 外部電流センサーレンジ定格）×100% of range］●● 
電流直接入力レンジのとき、上記確度に次の値を加算。
●●〈50 A 入力エレメント〉電流のDC確度：±1.5 mA
電力のDC確度：±

1mA×100% of range
電流直接入力レンジ定格〈5 A 入力エレメント〉 電流のDC確度：±15 µA
電力のDC確度：±

10 µA
×100% of range
電流直接入力レンジ定格

波形表示データ、Upkおよび Ipkの確度
上記確度に次の値を加算（参考値）有効入力範囲はレンジの±300% 以内（クレストファクターCF6/CF6Aのときは±600% 以内）●●〈電圧入力〉

±

1.5×

15 ＋
0.5 % of range
レンジ〈電流直接入力レンジ〉50 A 入力エレメント：± 3×
5 A 入力エレメント：±〈 入力レンジ

外部電流センサー

1% of range ＋10 mA
レンジ

10×

〉50 mV～200 mVレンジ：±
500 mV～10 Vレンジ：±

10 m ＋
0.5 % of range
レンジ

10×
10×

0.01 ＋
0.5 % of range
レンジ

0.05 ＋
0.5 % of range
レンジ

ゼロレベル補正またはレンジ変更実行後の温度変化による影響
上記確度に次の値を加算〈電圧のDC 確度〉±0.02% of range/℃〈電流直接入力のDC 確度〉50 A 入力エレメント：±1mA/℃
5 A 入力エレメント：±10 µA/℃
〈外部電流センサー入力のDC 確度〉±50 µV/℃
〈電力のDC 確度〉電圧の影響と電流の影響をかけたもの●● 電圧入力による自己加熱の影響
電圧、電力の確度に、次の値を加算。
入力信号が交流：±（0.0000001×U2% of reading）
入力信号が直流：±（0.0000001×U2% of reading＋0.0000001×U2% of range）●●

45～66 Hzの範囲で、±（皮相電力の読み値×0.07%）
上記以外の周波数は次のとおり。ただし、参考値。
5 A 入力エレメントと外部電流センサー入力：±［皮相電力の読み値×（0.07 ＋ 0.05×f）%］
50 A 入力エレメントの直接入力：±［皮相電力の読み値×（0.07 ＋ 0.3×f）%］

5 MHz（－3 dB、Typical）：
5 A入力エレメント、50 A入力エレメントの外部電流センサー入力*1：外部電流センサー時は加算しない。

50 kHz ＜ f ≦100 kHz

Uは電圧の読み値（V）
自己加熱による影響は電圧入力値が小さくなっても入力抵抗の温度が下がるまで影響がでます。
●● 電流入力による自己加熱の影響
50 A 入力エレメントの電流、電力の確度に次の値を加算。
入力信号が交流：±0.00006×I2% of reading
入力信号が直流：±（0.00006×I2% of reading ＋ 0.004×I2 mA）
5 A 入力エレメントの電流、電力の確度に次の値を加算
入力信号が交流：±0.006×I2% of reading
入力信号が直流：±（0.006×I2% of reading ＋ 0.004×I2 mA）
I は電流の読み値（A）。
自己加熱による影響は電流入力値が小さくなってもシャント抵抗の温度が下がるまで影響がでます。
●● 周波数と電圧、電流による確度保証範囲
0.1Hz～10 Hzのすべての確度は、参考値。
30 kHz～100 kHzで750 Vを超える電圧の場合、電圧、電力は参考値。
DC、10 Hz～45 Hz、400 Hz～100 kHzで20 Aを超える電流の場合、電流、電力の確度は参考値。
●● ク
 レストファクターCF6/CF6Aのときの確度
レンジを2 倍したときのクレストファクターCF3のレンジの確度と同じ。
力率（λ）の影響
λ＝ 0のとき

200 kHz ＜ f ≦ 500 kHz ±［（0.006×f）% of reading ＋ 0.5% of range］
50 A 入力エレメントの直接入力：確度規定なし
500 kHz ＜ f ≦1MHz±［（0.022×f － 8）
% of reading ＋1% of range］
50 A 入力エレメントの直接入力：確度規定なし
周波数帯域

主な仕様

電力の
電力読み値 電力レンジ 電力レンジ
λ＝ 0のとき＋＋ tanφ×
×
×
読み値
誤差 %
誤差 %
影響%
皮相電力
指示値
ただし、φは電圧と電流の位相角。
“λ＝ 0のとき影響 ％”は、上記の計算式に従い周波数 fによって変わります。

±

ラインフィルターの影響
カットオフ周波数（fc）100 Hz～100 kHzのとき【電圧 / 電流】
1f
～ fc Hz：± 2× 1－
×100 ＋ 20×% of reading
300 k
f 4
2
1＋
fc

（ ）

を加算。ただし、30 kHz 以下。

【電力】

1
f
～ fc Hz：± 4× 1－
×100 ＋ 40×% of reading
300 k
f 4
2
1＋
fc

（ ）

を加算。ただし、30 kHz 以下。

カットオフ周波数（fc）300 kHz、1MHzのとき
fc
f【電圧 / 電流】 ～Hz：±20×% of readingを加算。
10
fc
【電力】

～

fc
f
Hz：±40×% of readingを加算。
10fc

進相 / 遅相の検出 位相角φのD（LEAD）/G（LAG）
電圧と電流の入力信号が、次の場合、進相、遅相のを正しく検出できます。
●● 正弦波●● 測
 定レンジの50%以上（クレストファクターCF6/CF6Aのときは100%以上）の大きさ●● 周波数：20 Hz～10 kHz●● 位相差：±（5°～175°）
無効電力QΣ 演算時の符号 ssは各エレメントの進相 / 遅相を表す符号で、進相のとき、“－”となる。
温度係数

5～18℃または28～40℃の範囲で、±0.03% of reading/℃

有効入力範囲Udc、Idc：測定レンジの0～±110%
Urms、Irms ：測定レンジの1～110%
Umn、Imn ：測定レンジの10～110%
Urmn、Irmn ：測定レンジの10～110%
電力：〈直流測定の場合〉0～±110%〈交流測定の場合〉
	電圧、電流がレンジの1～110%の範囲で、電力レンジの±110%まで。
ただし、同期ソースのレベルが周波数測定の入力信号レベルを満たすこと。クレスト
ファクターCF6/CF6Aのときはそれぞれの上限と下限が 2 倍される。
最大表示 電圧、電流レンジ定格の140%
クレストファクターCF6Aのときは、電圧、電流レンジ定格の280％。
最小表示 測定レンジに対し、次の値までを表示。
●● U rms、Uac、Irms、Iac：0.3%まで（クレストファクターCF6/CF6Aのときは0.6%まで）●● U
 mn、Urmn、Imn、Irmn：2%まで（クレストファクターCF6/CF6Aのときは4%まで）
それ以下は強制ゼロ設定がONの場合ゼロ、OFFの場合は測定値を出力する。
電流積算値 qも電流値に依存。
測定下限周波数
データ更新周期50 ms 100 ms 200 ms 500 ms

測定下限周波数 45 Hz 25 Hz 12.5 Hz

5 Hz

1s

2s

5s

10 s

20 s

Auto

2.5 Hz 1.25 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz 0.1Hz 0.1Hz

皮相電力Sの確度±（電圧の確度 ＋ 電流の確度）

無効電力Qの確度±［皮相電力の確度 ＋（ 1.0004 －λ2 － 1－λ2 ）×100% of range］

力率λの確度±｛（λ－λ/1.0002）＋｜cosφ－ cos［φ＋ sin－1（λ＝ 0のときの電力の力率の影響 %/100）］｜｝±1digit
ただし、電圧 / 電流がレンジ定格入力時

位相角φの確度±（｜φ－｛cos－1（λ/1.0002）｜＋ sin－1［（λ＝ 0のときの電力の力率の影響 %）/100］｝）˚±1digit
ただし、電圧 / 電流がレンジ定格入力時

1 年確度

6ヶ月確度の読み値誤差を1.5 倍する

主な仕様

16

WT1800E

機能

カウント
オーバー

測定機能 / 測定条件
クレストファクター：300（最小有効入力に対して）
CF3：3（測定レンジの定格入力に対して）
CF6/CF6A：6（測定レンジの定格入力に対して）
測定区間
測定ファンクションを求め、演算をするための区間。
●● 
電力量 Wp、DCの電流量 qを除いて、基準信号（同期ソース）のゼロクロスで測定区間を設定。
データ更新周期が Autoのときは、基準信号（同期ソース）が異なるエレメントでは、デー
タ更新するタイミングが異なります（最小時間分解能は50 ms）。また、タイムアウト時間
を1s、5 s、10 s、20 sから選択でき、タイムアウト時間内に、同期ソースが 1 周期以上入らない場合は、タイムアウトまでの全区間が測定区間になります。
●● 高調波表示のとき
データ更新周期のはじめから、高調波時のサンプリング周波数で1024 点または8192 点
が測定区間。アナログ信号ゼロクロス検出方式。
●● 測定区間検出方式
データ更新周期が Auto 以外のときは、アナログ信号ゼロクロス検出方式。
データ更新周期が Autoのときは、サンプリングデータレベル検出方式。
検出レベルは任意に設定可能。
結線方式
1P2W（単相 2 線式）、1P3W（単相 3 線式）、3P3W（三相 3 線式）、3P4W（三相 4 線式）、
3P3W（3V3A）（三相 3 線式、3 電圧 3 電流測定）
ただし、入力エレメントの装備数によって、選択できる結線方式が異なります。
スケーリング
外部の電流センサーや、VT、CTの出力を本機器に入力するとき、電流センサー換算比、VT比、CT比、および電力係数を0.0001～99999.9999の範囲で設定。
●● CTシリーズの形名選択により、CT比の自動設定が可能●● 専用シャントの形名選択により、電流センサー換算比の自動設定が可能
アベレージング●● 
通常測定項目の電圧 U、電流 I、電力P、皮相電力S、無効電力Qに対し、下記アベレージ
ングをおこなう。力率λ、位相角φはアベレージングされたP、Sから演算で求める。
●● 指数化平均または移動平均のどちらかを選択
指数化平均：減衰定数を2～64の中から選択。
移動平均：平均個数を8～64の中から選択。
●● 高調波測定：指数化平均のみ有効
データ更新周期50 ms、100 ms、200 ms、500 ms、1s、2 s、5 s、10 s、20 s、Autoから選択周期によって区間検出方式が異なる。
50 ms、100 ms、200 ms、500 ms、1s、2 s、5 s、10 s、20 s：アナログ信号ゼロクロス検出方式
Auto：サンプリングデータレベル検出方式
応答時間最長でデータ更新周期×2（ただし、数値表示時のみ）
データ更新周期が Autoのときは信号周期 ＋ 50 ms
ホールド
データの表示を保持
シングル
シングル測定できません。
測定ホールド中に1回だけ測定を実行 ※データ更新周期が Autoのときは、ゼロレベル補正 /Null
ゼロレベルを補正。Null 補正範囲：±10% of range、次の各入力信号ごとに個別にNULL
設定が可能。
● 各入力エレメントの電圧、
電流 ●  回転速度、トルク ●  AUX1、AUX2
周波数測定
測定対象
測定方式
測定範囲

確度

すべての入力エレメントに入力される電圧および電流の周波数を測定。
レシプロカル方式*1 WP ：±999999 MWh
q ：±999999 MAh
WS ：±999999 MVAh
WQ ：±999999 Mvarh●●

停電復帰時の積算再開動作
積算再開機能を設定すると、積算中に停電し復帰した際に積算動作を再開します。
※更新周期がAutoのときは本機能を利用できません。積算はエラーとなり継続できません。

オートレンジ

電圧、電流：使用可（データ更新周期が Auto 以外のとき）
モーター入力信号、外部入力信号：使用不可
エレメント個別設定が ONのとき：使用不可
皮相電力、無効電力の演算タイプが Type3のとき：使用不可

確度±（通常測定の確度 ＋ 0.02% of reading）

タイマー確度 ±0.02% of reading

高調波測定（/G5、/G6 オプション）
測定対象

搭載されたすべてのエレメント

方式

PLL 同期方式（外部サンプリングクロック機能なし）

周波数範囲

データ更新周期が Auto 以外のとき、またはAutoでFFTデータ長が 8192のとき、PLL
ソースの基本周波数が 0.5 Hz～2.6 kHzの範囲
データ更新周期が AutoでFFTデータ長が 1024のとき、PLLソースの基本周波数が0.1Hz～2.6 kHzの範囲

PLLソース

各入力エレメントの電圧または電流および外部クロックから選択。
/ G6オプション選択時、データ更新周期が Auto 以外のとき、PLLソースを2つ選択でき、2 系統の高調波測定が可能。/G5オプション選択時は、
PLLソースとして1つ選択。
●● 入力レベル
電圧入力では、15 V 以上のレンジ。
電流直接入力では、50 mA 以上のレンジ。
外部電流センサー入力では、200 mV 以上のレンジ。
クレストファクターCF3のとき、測定レンジの定格の50% 以上。
クレストファクターCF6/CF6Aのとき、測定レンジの定格の100% 以上。
50 A 入力エレメントの1A、2 Aレンジでは、20 Hz 〜 1kHz。
●● 周波数フィルターONの条件は、周波数測定と同じ。
●●●●

FFTデータ長 データ更新周期が 50/100/200 msのとき、1024
データ更新周期が 500 m/1/2/5/10/20 sのとき、8192
データ更新周期が Autoのとき、1024もしくは8192から選択
窓関数

レクタンギュラ

アンチエリアシングフィルター
ラインフィルターで設定
サンプルレート、窓幅、測定次数上限値
FFTポイント数 1024（データ更新周期 50/100/200 ms）
基本周波数

サンプルレート

窓幅

15 Hz～600 Hz

f×1024600 Hz～1200 Hz
1200 Hz～2600 Hz

測定次数上限値
U、I、P、φ、φU、φI

その他の測定値

1波

500 次

100 次

f×512

2波

255 次

100 次

f×256

4波

100 次

100 次

ただし、データ更新周期が 50 msの場合、測定可能な次数の最大値は100 次。
FFTポイント数 8192（データ更新周期 500 m/1/2/5/10/20 s）
基本周波数

サンプルレート

窓幅

測定次数上限値
U、I、P、φ、φU、φI

その他の測定値

データ更新周期50 ms

測定範囲
45 Hz ≦ f ≦1MHz

0.5 Hz～1.5 Hz

f×8192

1波

500 次

100 次

1.5 Hz～5 Hz

f×4096

2波

500 次

100 次

100 ms200 ms
500 ms25 Hz ≦ f ≦1MHz
12.5 Hz ≦ f ≦ 500 kHz
5 Hz ≦ f ≦ 200 kHz

5 Hz～10 Hz

f×2048

4波

500 次

100 次

10 Hz～600 Hz

f×1024

8波

500 次

100 次

1s
2s

2.5 Hz ≦ f ≦100 kHz
1.25 Hz ≦ f ≦ 50 kHz

600 Hz～1200 Hz

f×512

16 波

255 次

100 次

1200 Hz～2600 Hz

f×256

32 波

100 次

100 次

5s
10 s

0.5 Hz ≦ f ≦ 20 kHz
0.25 Hz ≦ f ≦10 kHz

20 s
Auto

0.15 Hz ≦ f ≦ 5 kHz
0.1Hz ＜ f ≦ 500 kHz±0.06% of reading ±0.1mHz
入力信号のレベルが、測定レンジに対して、30% 以上の入力にて。
クレストファクターCF6/CF6Aのときは60% 以上の入力にて。ただし、●● 
上記下限周波数の2 倍以下、10 mAレンジ（5 A 入力エレメント）、1Aレンジ（50 A 入力エレメント）のとき、レンジの50% 以上の入力にて。
●● デ ータ更新周期が Auto 以外のとき、0.15 Hz～100 Hzでは100 Hz 周波数フィ
ルターON、100 Hz～1kHzでは1kHz 周波数フィルターONにて。
●● デ ータ更新周期が Autoのとき、0.1Hz～100 Hzでは100 Hz 周波数フィルター
ON、100 Hz～1kHzでは1.6 kHz 周波数フィルターONにて。

表示分解能 99999
最小周波数分解能
0.0001Hz
周波数測定用フィルター
データ更新周期が Auto 以外のとき：OFF、100 Hz、1kHzから選択
データ更新周期が Autoのとき：OFF、
100 Hz、
200 Hz、
400 Hz、
800 Hz、
1.6 kHz、
3.2 kHz、6.4 kHz、12.8 kHz、25.6 kHzから選択
積算 モード

積算時間が最大積算時間（10000 時間）または積算値が最大 / 最小表示積算
値 *1 に達すると、そのときの積算時間と積算値を保持して停止。

マニュアル、標準、繰り返し、実時間制御標準、実時間制御繰り返しの各モードから選択。データ更新周期が Autoのときは、マニュアル、標準モードから選択。
その他のモードでは動作しません。

積算タイマー タイマーの設定で、積算の自動停止可能。0000 h 00 m 00 s ～10000 h 00 m 00 s

FFTポイント数 1024（データ更新周期 Auto）
基本周波数

サンプルレート

窓幅0.1Hz～75 Hz

f×102475 Hz～600 Hz

測定次数上限値
U、I、P、f、fU、fI

その他の測定値

1波

100 次

100 次

f×1024

1波

100 次

100 次

600 Hz～1200 Hz

f×512

2波

100 次

100 次

1200 Hz～2600 Hz

f×256

4波

100 次

100 次

FFTポイント数 8192（データ更新周期 Auto）
基本周波数

サンプルレート

窓幅

0.5 Hz～75 Hz

f×102475 Hz～600 Hz

測定次数上限値
U、I、P、f、fU、fI

その他の測定値

8波

100 次

100 次

f×1024

8波

100 次

100 次

600 Hz～1200 Hz

f×512

16 波

100 次

100 次

1200 Hz～2600 Hz

f×256

32 波

100 次

100 次

17

WT1800E

パルス入力

確度
通常測定の確度に下記確度を加算●● ラインフィルターOFFのとき、
データ更新周期が Auto 以外
周波数

電圧0.5 Hz ≦ f ＜10 Hz
10 Hz ≦ f ＜ 45 Hz
45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz
66 Hz ＜ f ≦ 440 Hz
440 Hz ＜ f ≦1kHz

電流

主な仕様

（SPEEDは、方向を検出しない場合、A 端子に入力。方向を検出する場合、A 端（TORQUE、SPEED） 子およびB 端子にロータリエンコーダのA 相、B 相を入力。電気角測定を行う場

合はZ 端子にロータリエンコーダのZ 相を入力。
）
入力範囲

電力

±
（0.05% of reading ±（0.05% of reading ±（0.1% of reading＋ 0.25% of range） ＋ 0.25% of range） ＋ 0.5% of range）±（0.05% of reading ±（0.05% of reading ±（0.1% of reading＋ 0.25% of range） ＋ 0.25% of range） ＋ 0.5% of range）±（0.05% of reading ±（0.05% of reading ±（0.1% of reading＋ 0.25% of range） ＋ 0.25% of range） ＋ 0.5% of range）±（0.05% of reading ±（0.05% of reading ±（0.1% of reading＋ 0.25% of range） ＋ 0.25% of range） ＋ 0.5% of range）±（0.05% of reading ±（0.05% of reading ±（0.1% of reading＋ 0.25% of range） ＋ 0.25% of range） ＋ 0.5% of range）±12 Vpeak

周波数測定範囲

2 Hz～1MHz

最大同相電圧±42 Vpeak

確度±（0.03 ＋ f/10000）% of reading ±1mHz
ただし波形表示確度は±（0.03 ＋ f/500）% of reading ±1mHz
fの単位：kHzZ 端子入力の立ち下がりと電気角測定開始時間
500 ns 以内
検出レベル

1kHz ＜ f ≦10 kHz±（0.5% of reading＋ 0.25% of range）±（0.5% of reading＋ 0.25% of range）±（1% of reading＋ 0.5% of range）

Hレベル：約 2 V 以上
Lレベル：約 0.8 V 以下

パルス幅

500 ns 以上

10 kHz ＜ f ≦100 kHz±（0.5% of range）±（0.5% of range）±（1% of range）※電気角測定を行う場合には、高調波測定オプション（/G5または/G6）が必要。

100 kHz ＜ f ≦ 260 kHz±（1% of range）±（1% of range）±（2% of range）●●

ラインフィルターOFFのとき、データ更新周期が Autoのとき
周波数

電圧

電流

電力

外部信号入力（/AUX オプション）
入力端子

AUX1/AUX2

入力形式

アナログ

0.1Hz ≦ f ＜10 Hz±（0.05% of reading ±（0.05% of reading ±（0.1% of reading＋ 0.25% of range） ＋ 0.25% of range） ＋ 0.5% of range）

入力抵抗

約 1MΩ

10 Hz ≦ f ＜ 45 Hz±（0.05% of reading ±（0.05% of reading ±（0.1% of reading＋ 0.25% of range） ＋ 0.25% of range） ＋ 0.5% of range）

入力コネクタ形式

絶縁形 BNC

レンジ

50 m/100 m/200 m/500 m/1/2/5/10/20 V

入力範囲

±110%

ラインフィルター

OFF/100 Hz/1kHz

45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz
66 Hz ＜ f ≦ 440 Hz
440 Hz ＜ f ≦1kHz±（0.05% of reading ±（0.05% of reading ±（0.1% of reading＋ 0.25% of range） ＋ 0.25% of range）＋ 0.5% of rang）±（0.05% of reading ±（0.05% of reading ±（0.1% of reading＋ 0.25% of range） ＋ 0.25% of range） ＋ 0.5% of range）±（0.05% of reading ±（0.05% of reading ±（0.1% of reading＋ 0.25% of range） ＋ 0.25% of range） ＋ 0.5% of range）

1kHz ＜ f ≦10 kHz±（0.5% of reading＋ 0.25% of range）±（0.5% of reading＋ 0.25% of range）±（1% of reading＋ 0.5% of range）

10 kHz ＜ f ≦100 kHz±（0.5% of range）±（0.5% of range）±（1% of range）

100 kHz ＜ f ≦ 260 kHz±（1% of range）±（1% of range）±（2% of range）

ラインフィルターONのとき、ラインフィルターOFFの確度にラインフィルターの影響を加算
いずれの表においても●● クレストファクターの設定が CF3のとき●● λ（力率）＝1のとき●● 2.6 kHzを超える電力は参考値●● 電圧レンジのとき、次の値を加算
電圧確度：±25 mV
電力確度：±［（25 mV/ 電圧レンジ定格）×100% of range］●● 電流直接入力レンジのとき、次の値を加算〈5 Aエレメント〉
	電流確度：±50 µA
電力確度：±［（50 µA/ 電流レンジ定格）×100% of range］〈50 Aエレメント〉	電流確度：±4 mA
電力確度：±［（4 mA/ 電流レンジ定格）×100% of range］●● 外部電流センサーレンジのとき、次の値を加算電流確度：±2 mV
電力確度：±［（2 mV/ 外部電流センサーレンジ定格）×100% of range］●● 
電圧、電流のn 次成分に対し、±（n/500）% of readingを加算。
電力のn 次成分に対し、±（n/250）% of readingを加算。
●● ク レストファクターCF6/CF6Aのときの確度
レンジを2 倍したときのクレストファクターCF3のレンジの確度と同じ●● 周波数と電圧、電流による確度保証範囲は、通常測定の保証範囲と同じ●● 入力された次数の周辺次数にサイドロープの影響が出ることがあります。
●● デ ータ更新周期が Auto 以外のとき、またはデータ更新周期が AutoかつPLLポイントが 8192 設定の場合
PLLソース周波数が 2 Hz 以上では、n 次成分入力のとき、電圧、電流のn ＋ m 次とn － m 次には、±（n 次の読み値）の｛［n/（m ＋1）］/50｝%］を加算、［電力のn ＋ m 次とn － m 次には、±（n 次の読み値）の｛［n/（m ＋1）］/25｝%］を加算。
［
PLLソース周波数が 2 Hz 未満では、n 次成分入力のとき、電圧、電流のn ＋ m 次とn － m 次には、±（n 次の読み値）の｛［n/（m ＋1）］/20｝%］を加算、［電力のn ＋ m 次とn － m 次には、±（n 次の読み値）の｛［n/（m ＋1）］/10｝%］を加算。
［●● デ ータ更新周期が AutoかつFFTポイントが 1024 点の場合
PLLソース周波数が 75 Hz 以上では、n 次成分入力のとき、電圧、電流のn ＋ m 次とn － m 次には、±（n 次の読み値）の｛［n/（m ＋1）］/50｝%］を加算、［電力のn ＋ m 次とn － m 次には、±（n 次の読み値）の｛［n/（m ＋1）］/25｝%］を加算。
［
PLLソース周波数が 75 Hz 未満では、n 次成分入力のとき、電圧、電流のn ＋ m 次とn － m 次には、±（n 次の読み値）の｛［n/（m ＋1）］/10｝%を加算、［電力のn ＋ m 次とn － m 次には、±（n 次の読み値）の｛［n/（m ＋1）］/5｝%］を加算。
［●●

モーター評価機能（/MTR オプション）
入力端子

TORQUE、SPEED（A、B、Z）

入力抵抗

約 1MΩ

入力コネクタ形式

絶縁形 BNC

アナログ入力レンジ

1/2/5/10/20 V

入力範囲

±110%

ラインフィルター

OFF/100 Hz/1kHz

連続最大許容入力±22 V

最大同相電圧±42 Vpeak

サンプリング周期

約 200 kS/s

（TORQUE, SPEED
はA 端子に入力）

分解能

16ビット

確度

±
（0.03％ of reading ＋ 0.03% of range）

温度係数±0.03% of range/℃

連続最大許容入力 ±22 V
最大同相電圧±42 Vpeak

サンプリング周期

約 200 kS/s

分解能

16ビット

確度

±
（0.03% of reading ＋ 0.03% of range）
ゼ ロレベル補正またはレンジ変更実行後の温度変化に対し、20 µV/℃を加算

温度係数±0.03% of range/℃

DA 出力およびリモート制御（/DA オプション）
DA 出力

D/A 変換分解能

16ビット

出力電圧

各定格値に対して±5 V FS（最大約±7.5 V）

更新周期

本体のデータ更新周期に同じ

出力数

20チャネル（各チャネルごとに出力項目を設定可能）

確度±（各測定ファンクションの確度 ＋ 0.1% of FS）FS ＝ 5 V

最小負荷

100 kΩ

温度係数±0.05% of FS/℃

連続最大同相電圧 ±42 Vpeak 以下
リモート制御信号

EXT START、EXT STOP、EXT RESET、INTEG BUSY、
EXT HOLD、EXT SINGLE、EXT PRINT

入力レベル

0～5 V

演算とイベント機能
ユーザー定義ファンクション

測定ファンクションの記号と演算子を組み合わせた演算式（最大 20 個まで）の数
値データを演算。

効率演算

効率演算式に測定項目を設定することにより、4つまでの効率を表示可能

ユーザー定義イベント

イベント：測定値に対する条件を設定。
イベントにより動作する機能は、オートプリント、ストア、DA出力。

高速データ収集
データ収集周期5 ms（External Sync OFF 時）
1ms～100 ms（External Sync ON 時、外部からのMEAS START 端子に入力される外部信号に同期）

本体画面更新周期

1s（1s 間に得られた最後のデータが表示されます）*1
測定ファンクション 電圧、電流、電力（各エレメント、Σ）
トルク/ 回転速度 /Pm（/MTR）、AUX1/AUX2（/AUX）*1：RMS、MEAN、DC、R-MEANから1つを選択

結線方式

単相 2 線（DC 入力時）
、三相 3 線（3V3A）、三相 4 線

ラインフィルター

高速データ収集時は常にON（カットオフ周波数は300 kHz 以下で設定可能。1MHzは選択不可）

データ出力先内蔵 RAMもしくは外部 USBストレージ
GP-IB、イーサネット、USB 通信インターフェース（１秒間の測定データをまとめて出力します）

データ収集回数

1～10000000、infinite

データ収集開始

HS SettingメニューのSTARTキーまたは、通信コマンド受信後、トリガ条件を満たした時点よりデータ収集を開始します。

トリガ

モード：AUTO/NORMAL/OFF、ソース：U1～I6/EXT、スロープ：立ち上がりエッジ / 立ち下がりエッジ / 両エッジ、レベル：±100.0%

HSフィルター

OFF、ON（カットオフ周波数を1Hz～1000 Hzの範囲を1Hz 単位で設定）

主な仕様

18

WT1800E

表示
数値表示

表示桁数（表示分解能）
60000 以下の場合：5 桁

6000を越える場合：4 桁

表示項目数 4、8、16、Matrix、ALL、高調波シングルリスト、高調波デュアルリスト、Customから選択。
波形表示

表示形式

Peak-Peak 圧縮データ
サンプリングデータが不足する時間軸設定のとき、不足するデータは前のサンプリングデータで埋められます。
イーサネット
インタフェース

サンプリング 2 MHz
周波数
時間軸

データ更新周期が Auto 以外のとき、0.05 ms～2 s/divの範囲。ただし、データ更新周期の1/10 以下。
データ更新周期が Autoのとき、0.05 ms～5 ms/divの範囲。

トリガ

トリガタイプ

エッジタイプトリガモードオフ、オート、ノーマルから選択。積算実行中は自動的にオフとなる。データ更新周期がAutoのときは、自動的にオフとなる。

トリガソース

入力エレメントに入力される電圧または電流と、外部クロックから選択。

USB PC
インタフェース

トリガスロープ 「立ち上がり」、「立ち下がり」、および「立ち上がり/ 立ち下がり」から選択。
トリガレベルトリガソースが入力エレメントに入力される電圧または電流のとき画面の中心から±100%（画面の上下端まで）の範囲で設定。設定分解能 0.1%。
トリガソースがExt Clk（外部クロック）のときTTLレベル。

時間軸
なし
ズーム機能

SH1、AH1、T6、L4、SR1、RL1、PP0、DC1、DT1、C0
IEEE St’ d 488.2-1992に準拠

使用コード

ISO（ASCII）コード

モード

アドレッサブルモード

アドレス

0～30

リモート状態解除

LOCALを押して、リモート状態の解除可能（Local Lockout 時を除く）

通信ポート数1

コネクタ形状RJ-45コネクタ

電気的・機械的仕様

IEEE802.3 準拠

伝送方式

Ethernet1000Base-T/100BASE-TX/10BASE-T

通信プロトコル

TCP/IP

対応サービス

FTPサーバー、DHCP、DNS、
リモートコントロール（VXI-11）、SNTP、FTPクライアント、Modbus/TCPサーバー、Webサーバー

ポート数

1

コネクタ

タイプBコネクタ（レセプタクル）

電気的・機械的仕様

USB Rev.2.0に準拠

対応転送規格HS（High Speed）モード（480 Mbps）、
FS（Full Speed）モード（12 Mbps）

対応プロトコル

USBTMC-USB488（USB Test and Measurement Class Ver.1.0）

対応システム環境

WindowsXP/7/8/8.1/10
日本語 / 英語版で動作し、USBポートが装備されている機種

周辺機器用 USB

※約 2 MHzのサンプリング周波数のため、波形を確認できるのはおよそ100 kHzまで。

データのストア機能
ストア

機能的仕様
プロトコル

数値データをメディアに保存（メディア：USBストレージ、最大 1GB）。

ストアインタバル 50 ms（波形 OFF 時）～99 時間 59 分 59 秒
ストア制御

マニュアルモード、実時間制御ストアモード、積算同期ストアモード、
イベント同期ストアモード、シングルショットストアモード

ストア項目

数値表示項目（数値表示で4/8/16 値表示、Matrix 表示）
選択項目（エレメント、ファンクション）

ポート数

2

コネクタ形式

USBタイプAコネクタ（レセプタクル）

電気的・
機械的仕様

USB Rev.2.0 準拠

対応転送規格HS（High Speed）
モード（480 Mbps）、FS（Full Speed）
モード（12 Mbps）、LS（Low
Speed）
モード（1.5 Mbps）

対応デバイスUSB Mass Storage Class Ver.1.1 準拠のマスストレージデバイス
使用可能容量：2 TB
パーティション形式：MBR
フォーマット形式：FAT32/FAT16
USB HID Class Ver.1.1 準拠の109キーボード、104キーボード
USB HID Class Ver.1.1 準拠のマウス

供給電源

5 V、500 mA（各ポート）ただし、最大消費電流が 100 mAを超えるデバイスを2ポー
ト同時には接続できません。

1GBのメモリを使ったときのデータ保存可能時間（数値保存、波形表示はOFF）
測定チャネル数

測定項目（各チャネル）

ストア間隔

保存可能時間（約）

3 ch
3 ch

5 項目
20 項目

50 ms
50 ms

5日間
56 時間

50 ms

4 時間

1s
1s

86日間
24日間

内蔵プリンタ（/B5 オプション）
印字方式

サーマルラインドット方式

1s

40 時間

ドット密度

8ドット/mm

用紙幅

80 mm

有効記録幅

72 mm

オートプリント

印字するインターバル時間を設定し、測定値を自動的に印字。スタート/ストップ時
刻の設定可能。

3 ch
6 ch
6 ch
6 ch
6 ch

電圧、電流、電力のDC 〜 100
次の各高調波成分データ
5 項目
20 項目
電圧、電流、電力のDC 〜 100
次の各高調波成分データ
電圧、電流、電力のDC 〜 500
次の各高調波成分データ

100 ms49 分間※1データは４バイト。ストア回数の上限は9,999,999 回※データ更新周期が Autoのとき、更新ステータスが最大 3 項目追加される分、保存する時間は短くなります。

ファイル機能保存

設定情報、波形表示データ、数値データ、および画面イメージデータをメディアに保存。

読み込み保存した設定情報をメディアから読み込む。

補助入出力部
マスター/スレーブ同期信号の入出力部
コネクタ形状BNCコネクタ：マスターとスレーブに共通

外部クロック
入力部

入出力レベル

TTL：マスターとスレーブに共通

測定スタート
遅延時間

マスターに適用：15サンプル周期以内
スレーブに適用：1µs ＋15サンプル周期以内

共通

コネクタ形状：BNCコネクタ 入力レベル：TTL

通常測定のときの同期ソースをExt Clkとして入力する場合
周波数範囲 周波数測定の測定範囲と同じ。
入力波形

デューティ比 50%の矩形波

高調波測定のときのPLLソースをExt Clkとして入力する場合
周波数範囲 高調波測定（/G5または/G6）オプション：
0.5 Hz～2.6 kHz
入力波形

RGB 出力部（オプション）

デューティ比 50%の矩形波

トリガの場合最小パルス幅：1µs
トリガ遅延時間：（1µs ＋15サンプル周期）以内

コネクタ形状D-sub15ピン（レセプタクル）

出力形式

アナログ RGB出力

コンピュータインタフェース
GP-IB
インタフェース

使用可能なデバイス NATIONAL INSTRUMENTS 社●● PCI-GPIBおよびPCI-GPIB+●● PCIe-GPIBおよびPCIe-GPIB+●● PCMCIA-GPIBおよびPCMCIA-GPIB+●● GPIB-USB-HSおよびGPIB-USB-HS+
ドライバNI-488.2 M Ver. 1.60 以降を使用すること
電気的・機械的仕様 IEEE St’ d 488-1978（JIS C 1901-1987）に準拠

電流センサー用電源（/PD2 オプション）
出力端子数

6

コネクタ形状D-sub9ピン（プラグ）

出力電圧±15 V DC

出力電流

1.8 A/1出力、6出力合計で6 Aまで

一般仕様
ウォームアップ
時間

約 30 分

動作環境

温度：5～40℃
湿度：20～80%RH（結露のないこと）

使用高度

2000 m 以下

設置場所

屋内使用

保存環境

温度：－25～60℃
湿度：20～80%RH（結露のないこと）

定格電源電圧100～240 VAC

電源電圧
変動許容範囲90～264 VAC

定格電源周波数 50/60 Hz
電源周波数
変動許容範囲48～63 Hz

最大消費電力

150 VA（内蔵プリンタ使用時）
450 VA（内蔵プリンタ及び電流センサー用電源使用時）

外形寸法

約 426 mm（W）×177 mm（H）×459 mm（D）（プリンタカバー収納時、取っ手および突起部を除く）
約 426 mm（W）×221mm（H）×459 mm（D）（プリンタカバー収納時、取っ手および突起物除く、/PD2オプション装着時）

質量

約 15 kg（本体、6 入力エレメント、/PD2 以外のオプション装着時）
約 17 kg（本体、6 入力エレメント、/PD2を含むオプション装着時）

バッテリ
バックアップ

設定情報と内蔵時計をリチウム電池でバックアップ

19

WT1800E

アクセサリ

アクセサリ
関連製品
AC/DC 電流センサー

電流センサーユニット

電流クランプオンプローブ

758917

CT60/CT200/CT1000/CT1000A/
CT2000A
AC/DC 電流センサー

電流出力型

758921751522/751524

751552電流センサーユニット

電流出力型

電流クランプオンプローブ

電流出力型

 〜 800 kHz/60 Apk、DC 〜 500 kHz/200 Apk、DC
DC 〜 300 kHz/1000 Apk、DC～300 kHz/1000 Arms、
DC 〜 40 kHz/2000 Arms

DC 〜 100 kHz/1000 Apk●●広いダイナミックレンジ：●●測定帯域：30 Hz 〜 5 kHz●●広いダイナミックレンジ（CT2000A）●●広い測定帯域：DC 〜 100 kHz（－3 dB）●●最大許容入力：AC 1000 Arms、Max. 1400 Apk（AC）－2000 A 〜 0 A 〜＋2000 A（DC）/2000 Arms（AC）●●広い測定帯域（CT60）：DC 〜 800 kHz●●高精度基本確度：±（0.05% of reading ＋ 30 µA）●●DC±15 V 電源、接続コネクタ、および負荷抵抗が必要

詳細につきましては電力計用アクセサリカタログ Bullietin CT1000-00
をご覧ください。

●●AC1000 Arms（1400 Apeak）－1000 A 〜 0 A 〜＋1000 A（DC）/1000 A peak（AC）●●高精度基本確度：±（0.05% of reading ＋ 40 µA）●●筐体の設計を工夫し、優れた耐ノイズ性とCMRR 特性を実現●●基本確度：±0.3% of reading●●電流出力型：1mA/A

価格と詳細に付きましては電力計用アクセサリカタログ Bullietin CT1000-00
をご覧ください。

WT1800Eと接続するには別売アクセサリ758921（フォーク端子アダプタセット）および 758917（測定リード）等が必要です。詳細に付きましては電力計用アクセサリカタログ Bullietin CT1000-00をご覧ください。

コネクタ＆ケーブル

測定リード（安全端子バナナオス）

758917

ワニグチアダプタ（小）ワニグチアダプタ（大）758929758923758931

安全端子アダプタセット

フォーク端子アダプタ

758922ま た は758929と組み合わせて使用します（赤黒 2 本で1セット）。
ケーブル長約 0.75 m。
定格 1000 V、32 A

安全端子（バナナメス）—ワ
ニ グ チ 変 換 758917 測 定
リードに接続して使用します（赤黒 2 個で1セット）。
定格 300 V

安全端子（バナナメス）—ワ
ニ グ チ 変 換 758917 測 定
リードに接続して使用します（赤黒 2 個で1セット）。
定格 1000 V

バ ネ 押 さえタイプ（バ ナナオス）（赤 黒 2 個で1セット）
ケーブルの着脱が簡単です。
定格 600 V

ネジ締めタイプ（バナナオス）（赤 黒 2 個 で1セット）ケ ー
ブル固定用の1.5 mm 六角レ
ンチB9317WD が付属。

バインディングポストにバナ
ナプラグを取り付ける際に使用します。
2 個（赤と黒）で1セット

A1628WL

A1559WL/A1560WL

A1323EZ/A1324EZ/
A1325EZ

B9284LK

758922701902/701903

A1589WL

安全端子アダプタセット

外部センサー用ケーブル

安全BNCケーブル（BNC-BNC）

電流センサー直接入力ケーブル

電流センサー直接入力ケーブル

WT1800Eの外 部センサー
入力端子と電流センサーを接続する汎用ケーブルです。
ケーブル長約 50 cm

モーター評価機能や外部センサーを用いる際に使用するケーブルです。
ケーブル長約 1m/2 m

電力計の電源オプション、電流入力端子とCT1000を直接接続するケーブルです。
負荷抵抗 2.7 Ω

電力計の電源オプション、電流入力端子とCTシリーズを直接接続するケーブルです。
負荷抵抗無し758921電流センサー専用ケーブル（シャント抵抗 BOX 用）

シャント抵抗 BOX

シャント抵 抗 BOXを介して、電力計の外部電流センサー入力、
電源オプションとCTシリーズを接続するケーブルです。

電力計の外部電流センサー入力用として、CTシリーズの電流出力を電圧信号に変換する
シャント抵抗です。5/10/20 Ω

製品の特性上、金属部分に触れることができますので、感電する恐れがあります。十分にご注意ください。
※製品の外観は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

電流センサー用電源（/PD2）
オプションなしのモデル

電流センサー用電源（/PD2）オプション付きのモデル
13

13

426

13

32

427

426

13

32

*1

単位：mm
427

221
20

177

32

20

43
32

43

* 1：/PD2オプション付きモデル用のラックマウントキットは、751535-J5（JIS）または751535-E5（EIA）をご購入ください。それ以外のモデルの場合は、751535-J4（JIS）または751535-E4（EIA）をご購入ください。

プレシジョンパワーアナライザ
形名

仕様コード

記事

価格（￥）

1 入力エレメントモデル
WT1801E -5A0-50A1

5 A 入力エレメント無し 50 A 入力エレメント×1-5A1-50A0

5 A 入力エレメント×1 50 A 入力エレメント無し

形名

品名

758922

ワニグチアダプタ（小）

758917仕様

測定リード

販売単位 価格（￥）

ケーブル長 75 cm、赤黒2 本で1単位1

安全端子 -ワニグチ変換 赤黒 2 個
で1 単位。定格 300 V
安全端子 -ワニグチ変換 赤黒 2 個
ワニグチアダプタ（大）で1 単位。定格 1000 V

7589291
1758923

安全端子アダプタ

バネ押さえタイプ 赤黒 2 個で1 単位

1WT1802E -5A0-50A2

5 A 入力エレメント無し 50 A 入力エレメント×2

758931

安全端子アダプタ

ネジ締めタイプ 赤黒 2 個で1 単位

1-5A1-50A1

5 A 入力エレメント×1 50 A 入力エレメント×1-5A2-50A0

5 A 入力エレメント×2 50 A 入力エレメント無し

758921

フォーク端子アダプタセット

フォーク端子 4 mm-バナナ端子変換
赤黒 2 個で1単位

1758924

変換アダプタBNC（オス）-バインディングポスト変換

1701902

安全 BNCケーブル/MTR、/AUX用、ケーブル長1m

1701903

安全 BNCケーブル/MTR、/AUX用、ケーブル長2 m

1

2 入力エレメントモデル

3 入力エレメントモデル
WT1803E -5A0-50A3

5 A 入力エレメント無し 50 A 入力エレメント×3-5A1-50A2

5 A 入力エレメント×1 50 A 入力エレメント×2-5A2-50A1

5 A 入力エレメント×2 50 A 入力エレメント×1

A1323EZ*

シャント抵抗 BOX

5Ω
（CT1000用）

1-5A3-50A0

5 A 入力エレメント×3 50 A 入力エレメント無し

A1324EZ*

シャント抵抗 BOX

10 Ω（CT1000用、最大640 Apk、
450 Adc）

1*

シャント抵抗 BOX

20 Ω（CT60/CT200用）

1

4 入力エレメントモデル
WT1804E -5A0-50A4

5 A 入力エレメント無し 50 A 入力エレメント×4-5A1-50A3

5 A 入力エレメント×1 50 A 入力エレメント×3-5A2-50A2

5 A 入力エレメント×2 50 A 入力エレメント×2-5A3-50A1

5 A 入力エレメント×3 50 A 入力エレメント×1-5A4-50A0

5 A 入力エレメント×4 50 A 入力エレメント無し

5 入力エレメントモデル

A1325EZ

A1559WL
A1560WL
A1589WL
A1628WL

電流センサー用
ケーブル
電流センサー用
ケーブル
電流センサー
直接入力ケーブル
電流センサー
直接入力ケーブル

ケーブル長3 m（シャント抵抗BOX用） 1
ケーブル長5 m（シャント抵抗BOX用） 1
ケーブル長 3 m、負荷抵抗 2.7Ω

1ケーブル長5 m、負荷抵抗無し

1

WT1805E -5A0-50A5

5 A 入力エレメント無し 50 A 入力エレメント×5-5A1-50A4

5 A 入力エレメント×1 50 A 入力エレメント×4

B9284LK

外部センサー用ケーブル 電流センサー用、ケーブル長 50 cm

1-5A2-50A3

5 A 入力エレメント×2 50 A 入力エレメント×3-5A3-50A2

5 A 入力エレメント×3 50 A 入力エレメント×2

B9316FX

プリンタ用ロール紙

10-5A4-50A1

5 A 入力エレメント×4 50 A 入力エレメント×1-5A5-50A0

5 A 入力エレメント×5 50 A 入力エレメント無し

6 入力エレメントモデル

感熱紙 10 m（1 巻 /1 単位）

製品の特性上金属部分に触れることができますので感電する恐れがあります。十分に注意してご使用ください。
* シャント抵抗 BOXを使用する際には、WT1800E 本体に/EXオプションが必要です。

クランプオンプローブおよび AC/DC 電流センサー
形名

品名

仕様

WT1806E -5A0-50A6

5 A 入力エレメント無し 50 A 入力エレメント×6-5A1-50A5

5 A 入力エレメント×1 50 A 入力エレメント×5

751552-5A2-50A4

5 A 入力エレメント×2 50 A 入力エレメント×4-5A3-50A3

5 A 入力エレメント×3 50 A 入力エレメント×3

CT2000A AC/DC電流センサー-5A4-50A2

5 A 入力エレメント×4 50 A 入力エレメント×2-5A5-50A1

5 A 入力エレメント×5 50 A 入力エレメント×1-5A6-50A0

5 A 入力エレメント×6 50 A 入力エレメント無し

言語

-HE

英語 /日本語メニュー

電源コード

-D

UL/CSA 規格、PSE 対応

付加仕様/EX1*1

外部電流センサー入力（WT1801E 用）

DC～40 kHz、±（0.05% of reading＋
30 µA）、3000 Apeak（2000 Arms）
DC～300 kHz、±（0.04% of reading＋
CT1000A AC/DC電流センサー
30 µA）、1500 Apeak（1000 Arms）
DC～300 kHz、±（0.05% of reading＋
CT1000 AC/DC電流センサー
30 µA）、1000 Apeak
DC～500 kHz、±（0.05% of reading＋
CT200
AC/DC電流センサー
30 µA）、200 Apeak
DC～800 kHz、±（0.05% of reading＋
CT60
AC/DC電流センサー
30 µA）、60 Apeak/EX2*1

外部電流センサー入力（WT1802E 用）※仕様の詳細は電力計用アクセサリカタログ Bulletin CT1000-00をご覧ください。

/EX3*1

外部電流センサー入力（WT1803E 用）/EX4*1

外部電流センサー入力（WT1804E 用）*1

外部電流センサー入力（WT1805E 用）

/EX5

*1

/EX6

外部電流センサー入力（WT1806E 用）/B5内蔵プリンタ/G5*2

高調波測定（1 系統）/G6*2

2 系統同時高調波測定（WT1801Eを除く）/V1

RGB 出力/DA

20チャネル D/A 出力/MTR*3

モーター評価機能/AUX*3 2 系統外部入力

クランプオンプローブ

30 Hz～5 kHz、
1400 Apeak（1000 Arms）

ご注意● 本製品を正しく安全にご使用いただくため、「取扱説明書」をよくお読みください。

ベストコンディションプラン（BCP）■いつもWT1800Eを最適な状態でお使いいただくためのサービス商品です。ご加入期間中、故障修理、校正、予防保全などのサービスが受けられます。ユーザー様責任が明確な場合を除き、修理を無償対応いたします。
【予防保全の内容】

・内部清掃：ホコリ除去、コネクタ等の嵌合チェック・キー、端子：破損等を確認し、損傷があれば部品交換
・FAN：動作を確認し、劣化している場合は部品交換 ・バックアップ電池：電圧をチェックし、劣化している場合
・LCD：輝度を確認し、劣化している場合は部品交換
は部品交換
・プリンタ：動作を確認し、劣化している場合は部品交換/PD2*4 電流センサー用電源（6 CH）*1、*4：シャント抵抗 BOXを使用する場合には、/EX1 〜 /EX6、/PD2オプションが必要です。
*2、*3：選択される場合には、どちらか一つを指定してください。
*4：/PD2オプションは、ファームウェアバージョンVer. 3.1 以降が必要です。
■標準付属品
電源コード、脚用ゴム（4 個）、電流入力保護カバー、取扱説明書一式、ロール記録紙 2 巻（/B5 搭載時）、
D/A 用コネクタ（/DA 搭載時）、安全端子アダプタ758931（赤黒 2 個で1セット× 入力エレメント数）※その他のケーブル、アダプタは必要に応じて手配してください。
取扱説明書一式：
スタートガイドは冊子、その他のユーザーズマニュアル（機能編、操作編、通信編）はPDFデータ（CD-R）

価格（￥）

詳細につきましてはお問い合わせください。

地球環境保全への取組み●製品はISO 14001の認証を受けている事業所で開発・生産されています。
●地球環境を守るために横河電機株式会社が定める「環境調和型製品設計ガイドライン」
および「製品設計アセスメント基準」に基づいて設計されています。

お問い合わせは本社〒192-8566
ホームページ

東京都八王子市明神町4-9-8
TEL：042-690-8811 FAX：042-690-8826
https://www.yokogawa.com/jp-ymi/

製品の取り扱い、仕様、機種選定、応用上の問題などについては、
カスタマサポートセンター
0120-137-046 までお問い合わせください。
E-mail ：tmi-cs@csv.yokogawa.co.jp
受付時間：祝祭日を除く、月～金曜日／9:00～12:00､ 13:00～17:00
記載内容は2022年10月1日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved. Copyright © 2016, Yokogawa Test & Measurement Corporation[Ed:05/b]

YMI-N-MI-M-J01

Printed in Japan, 210(KP)

WT1800E
2560A Precision
Precision
DCPower
Calibrator
Analyzer

アクセサリ

形名および仕様コード