外形寸法図

機能仕様◆一体型地震計（SAS-200）

項 目
No.
1 気象庁検定

仕 様
震度７対応認定品（気象庁指定のアルゴリズム計算による）

2

演算データ

地震観測時刻、震度階、計測震度、最大加速度、卓越周波数
SI 値（国土交通省方式）

3

演算間隔

１秒（１０秒の内容を１秒ずつオーバーラップ計算）

4

震度階級

震度 0，1，2，3，4，5 弱，5 強，6 弱，6 強，7（10 段階）

5

計測震度

0.0 〜 7.56

ＳＩ値

0.0kine 〜 999.9kine（kine=cm/sec）7

加速度±4000Gal（但し、垂直成分は重力加速度 980.665Gal を含む）

起動方式

9

データ記録

114
47
φ222

トリガレベル方式（下記を選択）
計測震度 0.0 〜 8.0（0.1 ステップ）
加速度
0.0 〜 9999.9Gal(0.1 ステップ）
ＳＩ値
0.0 〜 999.9Kine(0.1 ステップ )媒体 CF カード 標準 1GB 最大 32GB
地震情報（長周期地震動情報含む）
加速度波形データ（WIN32 フォーマット準拠）
常時波形記録◆スマートリピーター（STR-200）

稼動ステータス、エラーを LED にて表示

11 時計精度

3.4ppm12 時刻校正

GPS レシーバによる自動校正時、校正時誤差 ±1ms 以内
NTP による自動校正

13 テスト機能

自己診断機能センサーテスト、内蔵バッテリーテスト、電圧監視

14 一体型地震計
Ｉ／Ｆ

電源 DC+18V 供給
RS-422 通信距離 最大 400m
時刻同期用 1PPS 出力

時差 ±0.012 秒

240

使用バッテリー：鉛蓄電池、12V/2.3Ah
バックアップ時間：2 時間以上（一体型地震計含む）
停電対策
15（オプション） 充電方式：トリクル充電方式
充電時間：12 時間以上

17 接点出力18 JR 用フィルタ

項

1

動作環境

◆地震計収納ケース

1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T

一体型地震計

2

電源電圧

仕 様
温度−20℃〜 60℃／湿度 100%RH 以下 ( 密閉構造 )スマートリピーター 温度 0 〜 50℃／湿度 85％RH 以下 ( 無結露 )一体型地震計DC15V(DC12V 〜 DC18V)( スマートリピーターより供給 )消費電力

2.2W( 一体型地震計単体 )4.6W( スマートリピーター単体／ PoE 給電 )スマートリピーター 8W ( 一体型地震計標準ケーブル (2m) 接続時 /PoE 給電 )15W( 一体型地震計標準ケーブル (2m) 接続＋内蔵バッテリー充電時 /PoE 給電）( オプション )

4

設置形態

据置型

5

VCCI

クラス A 準拠

6耐静電気ノイズ

IEC61000-4-2 レベル 4
インパルス電圧 ±8kV( 接触放電 150pF ・330Ω)

7

放射無線周波電磁界

8耐雷インパルスノイズ

9

防塵／防水性 一体型地震計

停電対策
10（オプション）
11 外形寸法13 環境対応

本 社

スマートリピーター

コネクタ
ボックス

ハードケース◆既設地震計のケーブルが利用可能
接続変換ボックスに接続することにより、当社製既設地震計（STR-361）のケーブルが流用できます。

ソフトケース

当社製既設地震計計測部のアンカーに一体型地震計を固定できます。
◆アンカーの打ち直し不要
当社製既設地震計計測部（SAS-361、SAS-420、SAS-380、SAS-600）のアンカー位置に対応しています。

◆波形保存 & 収集ソフト
一体型地震計に無線 LAN 機能を搭載したMMC メモリーカードを装着することにより、パソコン、スマートフォン等より無線LAN で観測波形（WIN 形式）が取得できます。
一体型地震計体型地震計

計測部取付アダプタ◆通信ケーブル接続やメモリーカードの取り出しが不要
通信ケーブルの接続や、メモリーカードを取り 出 す 必 要 が な く、無 線 LAN で 観 測 波 形（WIN 形式）が取得できます。

IP68（IPX8 水深 2m/24 時間）

安全なご使用のために内蔵バッテリーで 2 時間計測可能●ご使用の際には、取扱説明書を必ずお読みの上、それに従って、適切な操作を行ってください。

φ222×H114mm（取付金具、ケーブル等除く）

スマートリピーター W240×D101×H151mm（コネクタ等、突起部除く）
本体 3.5kg
本体（オプションなし）
1.6kg※
スマートリピーター
本体（内蔵フルオプション） 2.8kg※●地震の発生メカニズムは、現在の科学技術水準においても、まだまだ解明されていない要素が多く、予測が困難な事態が起こる可能性があります。本機の動作結果が間接的に地震発生時の損害の要因につながったと後日判断された場合にも、当社はその賠償責任は負いかねま※取付金具除く

すことを、予めご了承の上ご使用ください。

RoHS 指令対応●本機の仕様や外観デザインなどは、改良のために予告なく変更することがあります。

■ 製造発売元

接続変換ボックス

EC61000-4-3
10V/m（80MHz 〜 1000MHz）
3V/m 周波数（1.4GHz 〜 2.0GHz）
1V/m 周波数（2.0GHz 〜 2.7GHz）
80％AM 編調（1kHz）
一体型地震計−スマートリピーター電源・信号 / 筐体間
IEC61000-4-5 レベル 2

一体型地震計ワンタッチ接続可能な防水コネクタを採用し、一体型地震計とスマートリピーター間の距離延長を容易にします。

一体型地震計◆計測部取付アダプタ

一体型地震計一体型地震計12 質量◆2 種類のケースをご用意
キャスター付きのハードケー
スとショルダベルト付きのソフトケースをお選びいただけます。衝撃を吸収する内装材を使用しています。
◆機内持ち込みサイズ
ハードケース
W365×D243×H540 ㎜（ハンドル収納時）
ソフトケース
W349×D219×H489 ㎜（側面を下にした場合）※機内持ち込みサイズについての詳細は、ご利用になる航空会社の規定をご確認ください。

PoE 給電（IEEE802.3at/50V 〜 57V） ※スマートリピーター DC+24V(DC15V 〜 DC27V)AC アダプタ使用可能※エレコム社製 EHB-UG2B08-PL2 にて動作確認
一体型地震計3（単位:mm）◆接続変換ボックス

観測に必要な機器一式を格納します。

フォト MOS リレー接点出力：1a/4 回路（絶縁）接点容量：DC40V/0.1A
出力内容：故障、トリガ中、計測震度、加速度、SI 値より 4 接点を選択
加速度トリガ選択時に、鉄道の運転規制に用いる加速度フィルタ後の3 成分合成加速度を使用可能

目101

オプション

一般仕様
No.

URL：http://www.tacy.co.jp/●本カタログの製品写真と実機の色彩とでは、印刷の都合により多少の差異が生じる場合があります。

取扱店

東京都中野区中央 2 丁目 48 番 5 号 TEL03(3227)3361（代）

本 社 営 業 部 TEL03(3227)3371（代） 福 岡 営 業 所 TEL092（472）6207（代）
大 阪 営 業 所 TEL06(6363)8991（代） 長 野 営 業 所 TEL0267（82）7344（代）名古屋営業所 TEL052(582)8201（代） 高 崎 営 業 所 TEL027（327）2321（代）
長野第一工場・長野第二工場・長野第三工場・長野技術棟
海外事業所 上海駐在員事務所

スマート地震計

表示器やプリンタを搭載せず、コンパクトでお求めやすい価格を実現した地震計です。

10 ＬＥＤ表示

16 ＬＡＮ Ｉ／Ｆ

気象庁検定品151

8φ177● このカタログの内容は、2019 年 6 月上旬のものです。

19.06・C・500 Tacy-KT

スマート地震計
スマート地震計
特長

使用例◆一体型地震計（SAS-200）◆スマートリピーター（STR-200）

従来の計測器部分の筐体内に搭載された器部分の筐体内に搭載さ載 れた CPU で計測震度･加速度･ＳＩ値・長周期地震動階級の演算を行い、出力することがで長周期地震動階級の演算を行い、きます。

一体型地震計（SAS-200）の出力データの蓄積・参照や、地震計の設定などを容易に行える機能を備えています。

◆建物の損壊状況の確認
システム概要地震情報の放送機器への出力および表示器での確認用に、スマート地震計によるシステムを設置します。
また、スマート地震計を複数台設置し、誤発報防止とすることも可能です。
防災センター
非常放送設備架

スマート地震計（一体型地震計）

表示器
スマート地震計（スマートリピーター）

加速度
震度階計測時間

最上階

パソコン◆ポータブルな地震計◆ネットワークフレンドリー

従来品の計測部よりもコンパクトで軽量化。1 秒毎に加速度波形･計測震度･加速度･長周期地震動階級の出力が可能です。

WEB サーバー機能・FTP サーバー機能・TELNET サーバーを持ち、ネットワーク経由でのデータ参照・収集・保守の機能を備えています。

◆高精度計測低ノイズのフォースバランス型サーボ加速度センサと32bit⊿Σ型 A/D を搭載しています。

中間階◆設置環境を考慮した電源PoE（Power over Ethernet）または AC アダプタによる稼動が可能なため、設置場所を容易に選択できます。

◆幅広い用途にインターフェース変換装置等を介して地震情報を容易にパソコン等に取り込むことができ、警報用途、常時観測用途、小規模観測ネットワークの構築など幅広くご利用いただけます。

◆気象庁検定品
一体型地震計（SAS-200）より出力される加速度データを収集し、震度検定用フォーマットを出力することが可能です。
「スマート地震計」とは、一体型地震計とスマートリピーターを組み合わせた愛称です。

HUB
警報鳴動装置

プリンタ

PLC
凡例
: シリアル通信（RS-422）

高層ビル

1階

:LAN 通信

時刻校正機器（NTP サーバまたは: 接点出力外部設備

GPS アンテナ）:LAN 通信または同軸ケーブル◆市内振動テレメータの設置
ご要望
市内の複数箇所に地震計を設置し、県庁や気象庁の発表より早く、市内の地震の状況を観測したい。

機器構成例
GPS アンテナ（オプション）〜一体型地震計SAS-200

接続ボックス

延長ケーブル（オプション）（オプション）

使用例
スマート地震計を市内のネットワークへ接続し、市役所のパソコンで震度データ、波形データをモニタリングします。

CF カード
準 1GB
標準RS-232C

RS-422
LAN

警報表示灯
HUB ／ PoE HUB

スマートリピーター
STR-200

増設観測局＊（GPS ユニット内蔵= オプション）
AC アダプタ（オプション）AC

増設観測局 1

震度情報・波形情報等

市役所
5弱
5弱

5弱

NTP サーバ

WEB ブラウザ
FTP クライアント
TELNET 端末

震度情報・波形情報等

遠隔表示器◆非常放送設備への出力
使用例（プラント・工場）
地震発生時に館内放送機器に出力します。また、遠隔表示器に地震情報を表示することもできます。

表示例●スマートリピーター搭載の WEB 機能による地震一覧・詳細のブラウザ表示例

ネットワーク

加速度波形
計測震度
加速度
SI 値
長周期地震動階級

震度情報表示器
発生日時 2018 年 10 月 31 日 11 時 11 分

●サンプルソフトによる表示例

ネットワーク

観測点名

震度

製造 1 課

3

加速度
6Gal

製造 2 課5弱

107Gal現在日時 2018 年 11 月 01 日 10 時 15 分

遠隔表示器

館内放送機器