PhoenixV|tome|x S240 microCTv|tome|x m 240
v|tome|x m 300v|tome|x m dual|tube(+180 kV nanoCT®)

多功能工业 2D X射线成像和3D CT 系统，用于高分辨检测，功能更强，设计更优。

Phoenix V|tome|x S240

Phoenix V|tome|x S240 Dual|tube(+180 kV nanoCT®)进行精确和高效的检测。
最畅销的工业 CT 主力军

自 2003 年推出时，Phoenix V|tome|x S 就成为了首个实验室规模的高分辨率微米和纳米 CT® 系统。
凭借其独特的双管 (Dual-tube) 配置选项，它迅速成为全球同类产品中最畅销的 CT 系统，在全世界的研究机构和质量实验室中安装超过了500台。
随着这一经典机型的新一代产品的全新上市，客户将受益于该系统的2D 检测和 3D-CT检测前所未有的多种功能，将高分辨率、易用性和可靠性以及极高的性价比融于一体。

全新的 Phoenix VItomeIx S240 microCT 系统涵盖了广泛的一系列应用功能：内部缺陷分析

3D 定量孔隙度分析

灵活的 2D X 射线检测材料结构分析

装配控制

CAD 标称/实际数据比较扫描更快速，检测更精确。
Phoenix V|tome|x S240 是全球为数不多的结合了高效的 Dynamic 41探测器技术和 High-flux|target 的 CT 系统之一，实现了更快的扫描速度和
更高的精度，从而达到更高图像质量，真正改变了CT检测技术 。
我们提供了多种配置和可选工具，可帮助您以极高的精度实现更大的检测吞吐量目标。通过高通量靶 (High-flux|target) 和射束硬化校正技术来提
高图像质量，可以高效而轻松地提高检测准确率 (POD)。

Dual|tube•在微焦点和纳米焦点
X 射线管之间快速便捷地切换，实现一机多用。

Dynamic 41•高动态16寸数字平板探测器。
DXR S100 Pro 探测器•可选的DXR S100 Pro 探测器配备100 μm 尺寸的探元，使得系统具有卓越的分辨率。

High-flux|target•通过更快的microCT 扫描提高效率，或者在较

小的焦点使用更高的功率将分辨率提高一倍。

Helix|CT 螺旋CT
•以更高的图像质量进行扫描，可高效、便捷地提高检测概率 (POD)。

Offset|CT 偏置CT
•可以提升
100% 的扫描体积，实现扫描尺寸更大的零件。

光束硬化校正•Multi|bhc
工具校正了条纹伪影，该伪影通常随着多材料样品中密集区域间出现多个暗条纹带时出现。

Phoenix Datos|x CT 软件•轻松实现您的数据采集、大量处理和评估的完全自动化。

全面的2D检测
•机械手倾斜轴（+/-45°），可进行多方位的射线
2D检测。

Flash! 图像优化
•最新一代的缺陷识别技术，尤其适用于电子产
TM品和铸件的二维检测。

微米和纳米CT®是满足您多用途检测任务的解决方案。
无论您是需要提高检测速度、精度，还是两者兼而有之，Phoenix
V|tome|x S240 都可以符合检测要求，胜任更多3D 工业或科学
microCT 的分析任务。

为了具有更高的灵活性，V|tome|x S240 可选择同时配备180kV/15 W 大功率纳聚焦 X 射线管和 240 kV/320 W 微聚焦X 射线管。
由于这种独特的组合，该系统是广泛应用于各种场景下的工业CT检测，包括低吸收率材料的超高分辨率CT扫描，以及对直径高达 500 毫米的高吸收率材料物体的 3D 分析。

工业 3D NDT

除了在研发和故障分析实验室中进行高分辨率 3D 分析之外，该机器还可以对注塑件、小型铸件、电子设备、传感器、电池、复杂复合材料和 3D 打印零件进行 3D 品质控制。
而且借助 offset|CT，可实现更大扫描的容积和扫描更大尺寸的零件。

• 内部缺陷分析 / 3D 定量孔隙分析• 装配控制• 材料结构分析研究和开发Phoenix V tome|x S240 具有高分辨率的180 kV nanoCT®选件，无需再进行准备、切片、涂层或真空处理，即可为亚微米级的研发提供无损的三维空间。

多工具的选择令其更灵活、精准和易用。
Waygate Technologies 提供多种选配，可提高 CT 扫描的质量和生产率。
Dual|tube CT 双能CT为了扩大应用范围，尤其是在研究和电子检测任务中的应用范围，V|tome|x S240 可以选择配备附加的 180 kV 大功率纳米聚焦 X 射线管，从而使 nanoCT® 的最佳细节检测能力达到 200 纳米。在几分钟之内，仅需按下按钮，即可自动更换射线管。

Helix|CT 螺旋CT

Phoenix V|tome|x S240 能够执行螺旋（或螺旋）扫描，使您的试样在 X 射线束中不断向上移动。这使您可以更快
地扫描更长的零件，而无需随后将多个部分扫描结果缝合在一起。另一方面，由于消除了水平表面和缝合区域中的
伪影，因此该采集技术可产生明显更好的结果。

传统的Offset|CT 偏置CT凭借其 Offset|CT 扫描功能，诸如 V|tome|x S240 等紧
凑型 CT 系统可以扫描比以往更大的零件或相同尺寸的零件，但分辨率却更高。
物体X 射线源更高分辨率

探测器

更大部件

Helix|CT程序与测量 (Click&measure)|CT只需按下一个按钮，您的整个 CT 过程链就可以完全实现自动化。它减少了操作员的时间和影响，同时极大地提高了生产率以及 CT 结果的可再现性。

测量与分析相结合基于无损 CT 的坐标测量

与传统的触觉或光学坐标测量机 (CMM)
相比，3D CT 具有很大的优势，尤其是处理表面不可见或棘手的复杂零件时。

••
•
•
•

标称 - 实际 CAD 比较
尺寸测量 / 壁厚分析首件检测工具补偿
逆向工程 / 工具补偿

基本参数
X 射线管类型
最大电压 / 功率几何放大倍数 (3D)细节可检测能力
最小体素大小探测器类型(全部符合美国
ASTM E2597 标准）操纵焦点探测器距离

最大试样直径×高度
最大试样重量最大焦物距系统尺寸 W x H x D系统重量
温度稳定

可选的高通量靶(High-flux|target)可选 2D 检测包可选 Metrology|edition（也为升级选件）可选 Helix|CT 和 Offset|CT可选 点击与测量(Click&measure|CT)
软件

辐射防护

Phoenix V|tome|x S240

开放式定向大功率微焦点 X 射线管，闭合式冷却水回路。
可选的附加（开放式）透射大功率纳米聚焦 X 射线管
240 kV / 320 W

nanoCT 的 Dual|tube 选件®：额外的 180 kV / 20 W 大功率纳米聚焦管，带 Diamond|window 和带有空气轴承的精密旋转单元，只需按一下按钮，即可轻松更换管路
1.39 x 至 100 x；纳米聚焦管可达 400 x

低至 < 1 µm（微焦点管）；可选低至 0.2µm（纳米聚焦管）
低至 2 µm（微焦点管）

可选，低至 <1 µm（纳米聚焦管）

温度稳定的 Dynamic 41|200p+ 大面积探测器，具有出色的图像和结果质量，410 x 410 mm (16" x 16")，200 µm 像素大小，2036 x 2036 像素 (4 MP)，超高动态范围 > 10000：1

可选自带温度稳定的数字平板探测器 DXR，200 µm的探元尺寸，1,000 x 1,000 的像素，200 x 200 mm 的有效成像面积，以及配备2 倍虚拟探测器扩展功能。

可选 DXR S100 Pro 非晶硅数字平板探测器：配备100 μm 尺寸的探元，2,500 x 3,000 的像素以及300 mm x 250 mm的感
应区域，使得图像具有卓越的分辨率和出色的细节分辨能力。
并可选1.3X倍虚拟探测器扩展功能。
5 轴金属精密机械手，优化结构，具有较高的机械稳定性

800 mm（8” 探测器 + IMR） 与 940 mm（16” 探测器）最大 3D 扫描尺寸，最大 425 mmØx 360 mm，带有可选的 Offset|CT(16”)。可选 最大 500 mm Øx 275mm Offset|CT (8”) 探测器
10 kg (22 lbs.)
580 mm（微焦点管）
2,550 mm x 1,905 mm x 1,275 mm (100,4" x 75” x 50,2")
约 4,550 kg /10,100 lbs. （不带外部组件）主动式 X 射线管冷却和温度稳定探测器CT 扫描速度提高 2 倍或分辨率提高一倍； X射线检测功率高达 100 W
配备样品倾斜轴和旋转轴，使得重达10 Kg的样品通过X|act 软件平台可进行多自由度的2D检测，并配合先进的Flash!™ 职能图像增强技术，可轻松实现各类失效分析。
Phoenix Datos|x CT 软件包“计量学”
2 个校准对象

先进的扫描轨迹可提高扫描量和数据质量：Helix|CT 用于长零件的扫描，伪像更少，质量更好；Offset|CT 用于更大的零件或相同尺寸的扫描，分辨率更高可选全自动 CT 处理链

Phoenix Datos|x 3D 计算机断层扫描采集和重建软件。可根据要求提供用于 3D 计量、故障或结构分析的不同 3D 评估软件包辐射安全柜，根据德国 StrSchG/StrSchV 的规定，无需型号许可即可进行全面防护安装。它符合法国 NFC 74 100 和美
国性能标准 21 CFR 分章 J。要进行操作，可能需要其他正式许可。

建立合作伙伴关系以提高绩效。

功能多样的 Phoenix V|tome|x S240 具有出色的性价比，是 WaygateTechnologies 如何提高科学研究以及工业质量保证和制造工艺效率的一个典范。
凭借我们的整个精密 CT 生产线、各种可选创新和专家服务，我们致力于通过我们的
全球服务网络提高您运营的精度和生产力。

WaygateTechnologies

Niels-Bohr-Str. 731515 Wunstorf
Germany电话： +49 5031 172 100
传真： +49 5031 172 299
电子邮件：phoenix-info@bakerhughes.com

Waygate Technologies USA LP

Customer Solutions Center Cincinnati
11988 Tramway Drive
Cincinnati Ohio 45039
电话： +1 513 996 7505
电子邮件：csc.cincinnati@bakerhughes.com

如需了解更多详细信息或演示，请访问我们的网站或与我们联系。

waygate-tech.com版权所有 2021 Baker Hughes Company。保留所有权利。
BHCS38474-CN 		(12/2021)