PENGANALISIS KUALITAS DAYAKEW 6315

Rekaman simultan pengukuran Daya & Kualitas Daya,Alat yang sempurna untuk Penghematan Energi
dan kontrol Kualitas Daya.

lPengukuran Simultan Daya & Kualitas
Daya

Daya/Harmonik/Bentuk gelombang/Kualitas daya
dicatat semua dalam CH. (Tegangan: 3ch, Arus 4ch)
l Fungsi dukungan yang bermanfaat
Panduan Mulai Cepat, Pemeriksaan kabel, dan
Deteksi sensor untuk pengukuran yang mudah dan
andall Pengukuran dengan akurasi tinggi
Akurasi terjamin: ±0,3%rdg (energi),		±0,2%rdg (tegangan/arus)
Sesuai dengan Standar Internasional
IEC 61000-4-30 Kelas S dan Standar Eropa EN 50160

Pemantauan jarak jauh di PC dan perangkat Android™
Pemeriksaan pengukuran jarak jauh secara real-time dimungkinkan
melalui komunikasi Bluetooth®. Data yang direkam dapat
disimpan dalam kartu SD yang disediakan. Laporan EN 50160
dapat dihasilkan setelah pengukuran oleh perangkat lunak PC.
l Berbagai Sensor Arus Penjepit
Tersedia berbagai jenis sensor penjepit dan fleksibel: dari rentang
1000mA hingga rentang 3000A dan pengukuran kebocoran Earthl Pemeriksaan konsumsi energi di situs
Grafik tren dan permintaan untuk pengenalan yang mudah.
l Layar warna TFT dengan resolusi tinggil IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V / CAT Ⅱ 1000VlPerekaman semua daya dan kualitas daya secara
simultan dengan pengoperasian yang mudah
Panduan Mulai
Cepat

Panduan mulai

Mulai merekam dengan Tombol START/STOP Satu Sentuhan untuk Panduan Mulai
Cepat memberikan panduan penyetelan yang mudah.
mudah dan aman

Hubungkan ke sirkuit

Pemeriksaan kabel

Atur waktu perekaman

Mulai merekam

Cetak Layar

Daya & Energi● Fungsi ini mengambil foto berwarna dari layar tampilan danmenyimpannya sebagai file BMP. Berguna untuk pembuatan laporan.

Nilai sesaat

DaftarPilih intervalZoom（8-split）

Zoom（4-split）● Mengukur sesaat/rata-rata/min/maks untuk tegangan,arus, daya aktif/reaktif/nyata, cosθ, dan frekuensi saluran,semuanya dalam satu layar.

● Waktu perekaman untuk parameter ini dapat diatur dari 1 detik
hingga 2 jam dalam beberapa langkah.
Tren● Tren semua parameter utama dan fungsi Zoom kustom.

● Fungsi untuk menentukan ukuran bank kapasitor dari unit koreksi PF.

Nilai integrasi● Layar akan mencantumkan energi aktif/reaktif/nyata secara
total dan untuk setiap fase yang dikonsumsi (atau dihasilkan
dalam kasus pembangkitan bersama seperti panel surya, dll).
● Waktu berlalu juga ditampilkan pada layar tampilan yang sama.

Permintaan

Pengukuran

Perubahan dalam periode tertentu

Perubahan permintaan● Untuk mendukung pengendalian permintaan, penggunaan energi saat ini dan nilai
perkiraan ditampilkan pada grafik sambil mencatat nilai permintaan maksimal dan
waktu terjadinya.

Pemeriksaan Vektor
dan KabelVektor

Pemeriksaan kabel

Vektor ideal● Dapat menampilkan tegangan dan arus berdasarkan vektor per CH dan juga rasio
ketidakseimbangan.

● Fungsi pemeriksaan kabel mengonfirmasi koneksi dan menampilkan vektor ideal (di sudut kiribawah) sesuai dengan sistem perkabelan yang dipilih, dan menunjukkan kesalahan koneksi.

Kualitas DayaKejadian

Mengukur pembengkakan/penurunan/interupsi/transien tegangan dan arus
masuk yang mungkin mengindikasikan
sistem distribusi daya yang lemah.
Fenomena ini dapat merusak atau
mengatur ulang perangkat. KEW 6315
dapat menangkap pembengkakan/
penurunan/interupsi dan arus masuk
berdasarkan setengah siklus (10 ms @50Hz atau 8,3ms @ 60Hz) True RMS.
Semua data yang diperlukan ditampilkan
dengan menekan satu tombol.

● Pembengkakan
Pembengkakan adalah peningkatan tegangan sesaat, yangsebagian besar
disebabkan olehkegagalan jalur daya
hulu atau mematikan
beban besar atau
menghidupkan
kapasitor besar.

PENGANALISIS KUALITAS DAYA
Perangkat lunak Windows untuk analisis
data dan pengaturan melalui port USB

KEW 6315
Pengukuran real-time
dan jarak jauh

● Pembuatan grafik dan daftar otomatis dari data yang direkam.

● Manajemen pengaturan terpusat dan data rekaman yang diperoleh
dari beberapa perangkat.
● Data dapat diekspresikan dalam minyak
mentah dan nilai setara CO2 dalam laporan.

● Pengukuran dapat
ditampilkan secara
grafis pada perangkat
Android™ atau PC
secara real-time melaluikomunikasi Bluetooth®.

〈Persyaratan sistem〉
KEW 6315Ⓡ● OS：Windows 11/10● Tampilan：XGA（Resolusi 1024×768 dot）atau lebih● Ruang hard-disk yang diperlukan: 1Gbyte atau lebih● Lainnya：Dengan drive CD-ROM dan port USB,
.NET Framework (4.6.1 atau lebih baru)®
※Windows adalah merek dagang terdaftar milik Microsoft di Amerika Serikat.

for POWER QUALITYANALYZER

Copyright
KYORITSU ELECTRICAL
INSTRUMENTS WORKS, LTD.
2013

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD. Japan

www.kew-ltd.co.jp

Bentuk gelombang● Menampilkan tegangan

dan arus pada setiap Ch
berdasarkan bentuk gelombang.

● Skala sumbu tegangan/arus

Terminal USB

dan sumbu waktu dapat dipilih,
dan juga tersedia fungsi skala
penuh untuk penskalaanotomatis.

Terminal Keluaran Digital● Keluaran Kolektor Terbuka (1ch)Analisis Harmonik

Terminal Masukan Analog● 2ch DC100mV/1000mV, 10V. Untuk
merekam parameter tambahan(misalnya, Lux, Suhu, Kelembapan, dll.)

GrafikAntarmuka Kartu SDDaftar● Kartu SD hingga 2GB dapat digunakan

Kemungkinan waktu rekaman
Ketika 2GB SD digunakan:● Tampilan grafis komponen harmonik hingga urutan ke-50
untuk tegangan, arus dan daya secara total dan untuk setiap
fase.

Interval● Tampilan daftar konten harmonik, nilai RMS dan sudut fasesetiap urutan.

1 dtk.

1 mnt.

● Dapat menganalisis arus harmonik yang dapat
menyebabkan kerusakan bank kapasitor untuk koreksi PF,
transformator yang terlalu panas/konduktor netral/kabel,pemutusan tripping yang tidak diinginkan.

● Penurunan
Penurunan, sebagai kebalikan dari pembengkakan, adalah
penurunan tegangan seketika, yang sebagian besar
disebabkan oleh menyalakan beban besar, misalnya
motor atau karena kegagalan saluran listrik hilir.
● Interupsi
Interupsi adalah pemotongan jalur daya dari setiap sumberpasokan. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya gangguanpada jalur daya, yang menyebabkan gigi sakelar terbuka.

● Transien/Tegangan Berlebih (Impuls)
Transien adalah peningkatan tegangan yang sangat
cepat dan sesaat yang dapat merusak perangkat yangterhubung ke jalur daya. Hal ini mungkin disebabkan oleh
peristiwa peralihan listrik seperti kontak relai yang tidak
stabil, pemutus arus yang tripping, dan juga karena petir.
KEW 6315 dapat menangkap Transien dari 24 μs.
● Arus Masuk
Arus masuk adalah arus lonjakan yang terjadi ketika
motor, beban impedansi besar atau rendah dihidupkan.
Kemudian arus akan stabil segera setelah beban
mencapai kondisi kerja normal.

30 mnt.

Daya

13 hari

Item REC+ Harmonik

1 tahun atau lebih

3 hari3 bulan

10 tahun atau lebih 7 tahun atau lebih

Data kejadian kualitas daya tidak dipertimbangkan
untuk memperkirakan kemungkinan waktu rekaman.
Waktu maksimal yang mungkin akan diperpendek
dengan merekam kejadian tersebut.

Berkedip
Dirancang untuk memenuhi IEC 61000-4-15
Berkedip adalah suatu fenomena yang memberikan kesan
ketidakstabilan sensasi visual yang disebabkan oleh
perubahan tegangan periodik yang disebabkan oleh bebanyang berfluktuasi saat menggunakan: tungku busur, las titik,
derek, ekskavator, dll.

DaftarGrafik tren

● Menampilkan Pst (1 mnt.) pada grafik tren.

※Produk dengan fungsi komunikasi diatur di beberapa negara. Hubungi kami untuk pembelian. KEW 6315 juga tersedia dengan tipe fungsi komunikasi Bluetooth dinonaktifkan.

Aksesori Opsional

Sensor penjepit arus beban

MODEL 8128 MODEL 8127

MAX50A

φ24MODEL 8126

MAX

MAX

100A φ24200A φ40

Sensor Penjepit arus Beban & Kebocoran

KEW 8146

KEW 8147

KEW 8148

MODEL 8125

MODEL 8124

MAX500A φ40Adaptorcatu daya

MODEL 8312

Sensor penjepit fleksibel arus beban

KEW 8135

KEW 8130

1000A φ68
MAX

Casing pembawa
dengan magnet

MAX50A

MODEL 9132

MAX

1000A φ110

φ75MODELMAX

φ24MAX70A

φ40

MAX

3000A φ170

Sebelum menghubungkan dengan sensor KEW 8133 atau KEW 8135,
pastikan bahwa versi firmware internal lebih baru dari yang tercantum
pada tabel di bawah.
KEW 8133

30A

KEW 8133

KEW 8135

MAX

100A φ68

Versi firmware

V1.50 atau lebih baru

V3.00 atau lebih baru

Firmware terbaru tersedia di situs web kami.

※8146/8147/8148 dapat mengukur hingga 10AKit

Pintu papan distribusi bisa ditutup selama
pengukuran?
KEW 6315 memfasilitasi pengujian yangaman berkat desainnya yang sangat
ringkas dan dengan dua aksesori opsionalyang menarik: casing pembawa dengan
magnet (9132) untuk memasangkannya
ke sisi enklosur logam dan adaptor catu
daya (8312) yang mengambil daya untuk
instrumen dari pasokan yang diukur.

foto: 6315-03

KEW 6315-01

KEW 6315 × 1
MODEL 8125(500A) × 3
Casing pembawa: MODEL 9125

KEW 6315-03 KEW 6315-04 KEW 6315-05KEW 6315 × 1
KEW 6315 × 1
KEW 6315 × 1
KEW 8130(1000A) × 3
KEW 8130(1000A) × 4
KEW 8133(3000A) × 3
Casing pembawa: MODEL 9135 Casing pembawa: MODEL 9135 Casing pembawa: MODEL 9135

Spesifikasi
Daya aktif

Koneksi kabel

1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W

Pengukuran dan
parameter

Tegangan, Arus, Frekuensi, Daya Aktif, Daya Reaktif,
Daya nyata, Energi aktif, Energi Reaktif,
Energi nyata, Faktor daya (cosθ), Arus netral,
Permintaan, Harmonik, Kualitas (Pembengkakan/Penurunan/Interupsi,
Transien/Tegangan berlebih, Arus masuk, Tingkat tidak seimbang),
Penghitungan kapasitans untuk unit koreksi PF, Berkedip

Tegangan (RMS)

AkurasiPengaruh faktor daya

±0,3%rdg±0,2%f.s. + akurasi sensor penjepit(faktor daya 1, gelombang sinus, 40 hingga 70Hz)±1,0%rdg (pembacaan pada faktor daya 0,5 terhadap faktor daya 1)

Rentang pengukur frekuensi

40 hingga 70Hz

Sumber daya (AC Line)

AC100 hingga 240V / 50 hingga 60Hz / 7VA maks

Sumber daya (baterai DC)

Baterai alkalin ukuran AA LR6 atau Ni-MH (HR15-51)×6
Daya tahan baterai sekitar 3 j (LR6, Lampu Latar Belakang OFF)

Rentang

600,0/1000V

Memori internal
Antarmuka kartu PC

Kartu SD (2GB)

AkurasiRentang 600,0V: (gelombang sinus 40 hingga 70Hz)
10% hingga 150% terhadap 100V atau lebih dari nominal V : Nominal V±0,5%Di luar rentang: ±0,2%rdg±0,2%f.s.
Rentang 1000V: ±0.2%rdg±0.2%f.s. (gelombang sinus 40 hingga 70Hz)

Antarmuka komunikasi

USB, Bluetooth®

Tampilan

320×240(RGB) Piksel, Layar TFT warna 3,5 inci

Periode pembaruan tampilan

1 dtk.

Suhu dan rentang kelembapan

23±5℃， kelembapan relatif 85％ atau kurang (tidak ada kondensasi)

Masukan yang diizinkan 1 hingga 120% dari setiap rentang (rms). 200% dari tiap rentang (puncak)
Rentang tampilan

0,15 hingga 130% dari setiap rentang

Faktor puncak

3 atau kurang

Suhu pengoperasiandan rentang kelembapan
Suhu penyimpanan dan
rentang kelembapan
Standar yang berlaku

Kecepatan pengambilan
sampel24μs
Transien tegangan
Arus (RMS)
Rentang

8128
8127
8126
8125
8124
8146/8147/81488130
8133
8135

Akurasi(tipe 50A)
(tipe 100A)(tipe 200A)(tipe 500A)(tipe 1000A)(tipe 10A)
(tipe 1000A)(tipe 3000A)(tipe 50A)

5000mA/50,00A/AUTO
10,00/100,0A/AUTO
20,00/200,0A/AUTO
50,00/500,0A/AUTO
100,0/1000A/AUTO
1000mA/10,00A/AUTO
100,0/1000A/AUTO
300,0/3000A/AUTO
5000mA/50,00A/AUTO±0,2%rdg±0,2%f.s.+akurasi sensor penjepit (gelombang sinus, 40 hingga 70Hz)

Masukan yang diizinkan 1 hingga 110% dari setiap rentang (rms). 200% dari tiap rentang (puncak)
Rentang tampilan

0,15 hingga 130% dari setiap rentang

Faktor puncak

3 atau kurang

Peringatan
Keamanan:

Dimensi/Bobot
Aksesori

Aksesori opsional

Memori FLASH (4MB)

0 hingga 45℃， kelembapan relatif 85％ atau kurang (tidak ada kondensasi)-20 hingga 60℃， kelembapan relatif 85％ atau kurang (tidak ada kondensasi)
IEC 61010-1

CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V /CAT Ⅱ 1000V Tingkat polusi 2
IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61326, EN 50160
IEC 61000-4-30 Kelas S, IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7
175 (P) × 120 (L) × 68 (T) mm/Sekitar 900g

7141B (Set uji timbal tegangan), 7170 (Kabel daya [UE]), atau 7240(Kabel daya[Inggris]),7219 (Kabel USB), 8326-02 (Kartu SD [2GB]),
9125 (Casing pembawa untuk KEW 6315, KEW 6315-01)
9135 (Casing pembawa untuk KEW 6315-03, KEW 6315-04, KEW 6315-05),
Pelat terminal masukan×6,
KEW Windows for KEW6315 (perangkat lunak),Panduan cepat, Baterai alkalin ukuran AA (LR6)×6
8124, 8125, 8126, 8127, 8128 (Sensor penjepit arus beban),
8130, 8133, 8135 (Sensor penjepit fleksibel),
8146, 8147, 8148 (Sensor penjepit arus beban dan kebocoran),
8312 (Adaptor Catu Daya), 9132 (Casing pembawa dengan magnet)

Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.
Android™ adalah merek dagang terdaftar dari Google Inc.

Silakan baca "Peringatan Keamanan" dalam panduan petunjuk yang disertakan bersama instrumen dengan cermat
dan sepenuhnya untuk penggunaan yang benar. Kegagalan mematuhi aturan keselamatan ini dapat menyebabkan
kebakaran, masalah, sengatan listrik, dll. Oleh karena itu, pastikan untuk mengoperasikan instrumen dengan catu dayayang benar dan pengukuran tegangan yang ditandai di setiap instrumen.

Untuk pertanyaan atau pemesanan:

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152

Brosur ini diproduksi pada bulan Januari 2024. Isi brosur ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

LC_6315_4_1_Jan24_AD_id