We measure it.

Termal kamera

testo 890 – Özel uygulamalar için termalkamera

Dedektör boyutu 640 x 480 pikselSuperResolution teknolojisi 1280 x 960 piksel
Termal duyarlılık < 40 mK
Döndürülebilen ekran ve tutma kolu sayesinde ideal ergonomiDeğiştirilebilir lensler
Küf oluşma tehlikesi olan alanlar için özel ölçüm modu°C

1200 °C’ye kadar yüksek sıcaklık ölçümüPanorama görüntü asistanı
SiteRecognition teknolojisi
Tam radyometrik video ölçümü

Termal kamera testo 890, en özel uygulamalarda mükemmelTam radyometrik video kaydı özelliği sayesinde ölçümbir görüntü kalitesi sunar. 640x480 piksel dedektör ve

noktalarını izleyerek hassas analizler yapabilir; termal

SuperResolution teknolojisi sayesinde megapiksel kalitesinde

görüntülerdeki piksel başına ölçüm değerlerini herhangi bir an

görüntüler kaydedilebilir. Böylece testo 890, uzak mesafe

için öğrenebilirsiniz.

lerdeki en küçük nesneler için bile her detayı gösterebilecek
güvenli bir termografi sağlar.

www.testo.com.tr

testo 890

En yüksek görüntü kalitesiDedektör termal kameranın kalbidir. Testo, mümkün olan en yüksek kaliteye ulaşmaya büyükönem vermektedir. Testo 890, yüksek kaliteli Germanyum optiği ve 640 x 480 piksel dedektör
kombinasyonu ile sizi yüksek kalitedeki görüntü seviyesine ulaştırır. Termal görüntü içinde dahafazla ölçüm noktası değerlerinin bulunması ile daha fazla ayrıntıya ulaşılır ve verileri daha iyi analTesto SuperResolution teknolojisi sayesinde, testo 890 ile ( 1280 x 960 piksel) megapiksel kalitesinde görüntüler kaydedebilir, son derece yüksek
çözünürlüklü termal görüntüler elde edebilirsiniz. Böylece uzak
mesafelerdeki küçük nesnelerin her detayını gösterebilecek hassasiyeti ile
güvenli bir termografi sağlar.

Termal görüntü
160 x 120 piksel
35 °C

Termal görüntü
320 x 240 piksel
45 °C

Termal görüntü
640 x 480 piksel
52 °C

SuperResolution
teknolojisi ile görüntü
kalitesi artan termal
görüntü—> 1280 x 960 piksel

60 °C

We measure it.

İdeal ergonomi ve anlaşılır kullanım
Ergonomik tutma kolu
Testo 890, termal kameranın yeni geliştirilmiş esnek kullanım sağlayantasarımı, mükemmel bir görüntü kalitesi ve bir çok yenilikçi özelliksunar. Dönebilen ekran özelliği ile kullanıcının baş ve zemin seviyesindeki bölgelerin görüntüsünü kolayca kaydetmesini sağlar. Ayrıca
ergonomik dönebilen tutma kolu ile erişimi zor olan bölgelerde güvenli
bir kullanım sağlar. ( Örneğin; zemin seviyesi gibi)

Döndürülebilen ekranve tutma kolu

Menü- Sezgisel işlemOPERATIONOKSezgisel işlem özelliği sayesinde ekrandaki veriler,
joystick yada dokunmatik ekran yolu ile seçilebilir.
Ancak tek elle işlem yapmak için ( güvenlik sebepleri vs.) tavsiye edilen joystick kullanımıdır. Menü
direkt olarak ekran üzerinde kullanılmak istenirse,dokunmatik ekran özelliği en iyi çözüm olacaktır.

testo 890

Termal kamera testo 890’ın avantajları

Dedektör boyutu 640 x 480 piksel
307,200 sıcaklık ölçüm noktasıyla, ölçülecek nesne mükemmel
netlikteki görüntü kalitesiyle elde edilir.

SuperResolution teknolojisi ( 1280 x 960 piksel)
SuperResolution teknolojisi, termal görüntüdeki piksel sayısını
4 katına çıkararak görüntü kalitesini bir sınıf yükseltir.
Değiştirilebilir lensler

Termal duyarlılık < 40 mK
0,04 °C’lik sıcaklık çözünürlüğü sayesinde çok küçük sıcaklık
farklılıkları bile görülebilir.

42° lens sayesinde geniş alan görüntüleme
42° standart geniş açılı lens ile geniş görüntü alanları hemen
tanınır ve ölçülen nesnenin sıcaklık dağılımı bir bakıştakaydedilir.

Panorama görüntü asistanı
Panorama görüntü asistanı geniş ölçüm nesneleri için, birden
fazla görüntüyü tek bir görüntüde toplayarak, analiz veraporlama şansı verir. Birden fazla görüntüyü ayrı ayrıyönetmeye, görüntülemeye ve karşılaştırmaya gerek kalmaz.

SiteRecognition teknolojisi
SITE

1

SITE

2Benzer ölçüm nesnelerinin tekrarlanan termografileri için
SiteRecognition teknolojisi, termal görüntülerin otomatikolarak ayırma ve arşivlemesi dışında, ölçülen alanları direkttanıma, ayırma ve arşivleme olanakları sunar.

SITE

3

1200 °C’ye kadar yüksek sıcaklık ölçümü
Yüksek sıcaklık ölçüm seçeneğiyle, ölçüm aralığı 1200 °C’yekadar genişletilebilir.

640x480

We measure it.

Küf oluşma tehlikesi olan alanlar için özelölçüm modu

Güçlü LED aydınlatmalı entegre dijital kemara

Lens koruma camı

Minimum odaklama mesafesi 10cm

Otomatik odaklama

Ses kaydı için kulaklık ve
mikrofon seti

TwinPixtermal ve gerçek görütüyüüst üste binidirmetesto 890

Tam radyometrik video ölçümüZamana bağlı olarak ısı dağılımı analizi
Testo 890 ile, termal süreçler eşzamanlı olarak kaydedilir. USB2.0 arayüzü üzerinden,termografik veriler bilgisayaradoğrudan aktarılır, durdurulabilirve herhangi bir noktanın analizi
yapılabilir. Video ayarlarıbilgisayardan IRSoft kullanılarak
gerçekleştirilir. Bu testo 890’ı
geliştirme süreçlerindeki ısıgeliştirme incelemeleri için optimum hale getirir.

Herhangi bir anda, tüm sıcaklık ölçüm noktaları her bir
piksel için izlenebilir, dolayısıyla tüm termal gelişimlerinzamana bağlı hassas analizi yapılabilir. Buna ek olarak,tanımlanmış zaman aralıklarında çeşitli görüntülerin
kaydedilmesini sağlar, örneğin limit değerleri ihlali gibi
belirli olaylardan sonra.

We measure it.

testo 890 Teknik bilgi
testo 890- 1
Termal görüntü
Dedektör tipi
Termal duyarlılık ( NETD)Görüş alanı / min. odaklama mesafesi
Geometrik çözünürlük ( IFOV)SuperResolution ( piksel / IFOV) - opsiyonel

Görüntü yenileme hızı
Odaklama
Spektral aralık
GörselGörüntü boyutu / min. odaklama mesafesi
Görüntülerin sunumu
Görüntü ekranı
Dijital zoom
Ekran seçenekleri
Video çıkışıRenk paleti
Ölçüm
Sıcaklık aralığıYüksek sıcaklık ölçüm opsiyonu - opsiyonelDoğruluk
Emisivite / yansıyan sıcaklık kompanzasyonu
Atmosferik düzeltmeÖlçüm fonksiyonları
Yüzey nem dağılımının görüntülenmesi( manuel veri girişi ile)
Kablosuz nem probu ile nemlilik ölçümü* *( eş zamanlı otomatik ölçüm değeri aktarma)
Analiz fonksiyonu

Solar modKamera özellikleriGüçlü LED aydınlatmalı dijital kamera
Standart lensDeğiştirilebilir lens - opsiyonel
SiteRecognition ( ölçüm alanının otomatik
tanınması ve görüntü yönetimi)
Panorama görüntü asistanı
Lazer* * * ( lazer sınıflandırması 635 nm, Sınıf 2 )Ses kaydı
Video kaydı ( USB ile)
Logger fonksiyonlu tam radyometrik video ölçümü ( USB ile)
Görüntü depolama
Dosya biçimi, görüntü
Dosya biçimi, video ( USB ile)

Veri saklama
Güç kaynağı
Batarya tipiÇalışma süresi
Şarj opsiyonları
Adaptör
Ortam koşullarıÇalışma sıcaklığı aralığıDepolama sıcaklığı aralığıHava nemi
Gövde koruma sınıfı ( IEC 60529)
Titreşim ( IEC 60068- 2- 6)
Fiziksel özelliklerAğırlık
Boyut ( U x G x Y) mmTripod bağlantısıGövde
PC yazılımı
Sistem gereksinimleri

FPA 640 x 480 piksel, a.Si
< 40 mK 30 °C’de
42° x 32° / 0.1 m ( standart lens)
15° x 11° / 0.5 m ( telefoto lens)
1,13 mrad ( standart lens) ,0.42 mrad ( telefoto lens)
1,280 x 960 piksel /0,71 mrad ( standart lens) ,0.26 mrad ( telefoto lens)
33 Hz*
manuel / otomatik
8 .... 14 µm
3.1 MP / 0.5 m
4.3” LCD dokunmatik ekran 480 x 272 piksel
1x3
IR / gerçek görüntü
USB 2.09 ( metalik, gökkuşağı, gökkuşağı HC, sıcak- soğuk, kırmızımavi, gri, ters gri, sepya, Testo)- 20 °C .... +100 °C / 0 °C .... +350 °C ( seçilebilir)+350 °C .... +1.200 °C–±2 °C, ±2% ölç.değ.
0.01 .... 1 / manuel––(42° x 32°––

15° x 11°Lazer–
3 noktaya kadar ölçüm–

Bluetooth* * * * / kablolu
kulaklık
3 noktaya kadar ölçüm( ).bmt; bmp, .jpg, .png, .csv, .xls biçimlerine dönüştürülebilir.wmv, .mpeg- 1.wmv, .mpeg- 1 / Testo format( tam radyometrik videoölçümü)SD kart 2 GB ( 800- 1,000 görüntü)Hızlı şarj edilebilir, Li- on batarya sahada değiştirilebilir
4.5 saatCihaz üzerinden / şarj cihazında şarj edilebilir
Evet- 15 °C .... +50 °C- 30 °C .... +60 °C
20% .... 80% yoğuşmasızIP 54
2G
1.630 gr.
253 x 132 x 111
1/4” - 20UNC
ABS
Windows 7 ( Service Pack 1) , Windows Vista,
Windows XP ( Service Pack 3) , arayüz USB 2.0
2004 / 108 / EG2 yıl() opsiyonel)

3 noktaya kadar ölçüm, Sıcak/soğuk nokta belirleme,alanda min. / maks. değerlerin görüntülenmesi,izoterm görüntü ve alarmStandartlar, testler, garanti
AB yönergesi
GarantiStandart

testo 890- 2– mevcut değil* Avrupa Birliği ülkeleri ve ihracatşartlarına uygun ülkeler için( örn. Türkiye) geçerlidir. Aksi
halde 9Hz
* * Kablosuz nem probu sadece
Avrupa, Norveç, İşviçre,Hırvatistan, USA, Kanada,Kolombiya, Türkiye, Brezilya,
Şili, Maksika, Yeni Zelanda,Endonezya* * USA, Japonya ve Çin dışında

* * * * Bluetooth sadece; Avrupa,Norveç, İsviçre, Hırvatistan, USA,Kanada,Kolombiya, Türkiye, Japonya, Rusya, Ukrayna, Hindistan,Avustralya

testo 890

We measure it.

Genel teknik özellikleritesto
890-1

Dedektör

testo
890-2

Set testo
890-2

640 x 480 piksel

Termal duyarlılık ( NETD)< 40 mK

Görüntü yenileme hızı

9 Hz / 33 Hz*Sıcaklık aralığı

-20 .... +350 °C

SuperResolution(Değiştirilebilir telefoto lens 15° x 11°)–()()–SiteRecognition ( ölçüm alanınınotomatik tanınması ve görüntü yönetimi)
Lazer * *())

()

()

()

()

()

Termal kamera testo 890- 2 setSağlam bir çanta içerisinde; profesyonel yazılım, SDkart, USB kablo, taşıma askısı, lens koruma bezi,adaptör, Li- on şarj edilebilir batarya, değiştirilebilir lens,lens koruma camı, yedek batarya, hızlı şarj ünitesi,kulaklık

Yedek batarya
Hızlı şarj ünitesi(0563 0890 V3seti !
890
ın
testo ançlı çıkzile ka

Testo 890- 2;
ekipmanlarına ilave olarak,
set ayrıca aşağıdakileriiçerir:· Telefoto lens
· Lens kabı
· Lens koruma camı
· Yedek batarya· Hızlı şarj cihazı––––Kod 1)

Aksesuarlar

Lens koruma camıstandart(–Yüzey nem dağılımının görüntülenmesi( manuel giriş)Kablosuz nem probu ile nemlilikölçümü* * * ( eş zamanlı otomatik ölçümdeğeri aktarma)
Ses kaydı için kulaklık- mikrofon
seti* * * *Logger fonksiyonlu tam radyometrik
video ölçümüSolar mod

Sipariş no.
Termal kamera testo 890- 1
0563 0890 V1Sağlam bir çanta içerisinde; profesyonel yazılım, SD kart,USB kablo, taşıma askısı, lens koruma bezi, adaptör veLi- on şarj edilebilir batarya
Termal kamera testo 890- 20563 0890 V2Sağlam bir çanta içerisinde; profesyonel yazılım, SD kart,USB kablo, taşıma askısı, lens koruma bezi, adaptör, Lion şarj edilebilir batarya ve kulaklık

Otomatik odaklama
1.200 °C’ye kadar yüksek sıcaklık ölçümüPanorama görüntü asistanı

Termal kamera testo 890()()()()()()) opsiyonel– mevcut değil

* Avrupa Birliği ülkeleri ve ihracat şartlarına uygun ülkeler için (örn. Türkiye) geçerlidir.
Aksi halde 9Hz

Sipariş no.

SuperResolution. Termal görüntüdeki
piksel sayısını 4 katına çıkararak, daha iyi
bir görüntü çözünürlüğü.
Lens koruma camı. Lensin tozdan veçiziklerden optimum şekilde korunmasıiçin özel koruyucu cam
Yedek patarya. Çalışma süresini uzatmakiçin ilave Li- on şarj edilebilir pil.
Hızlı şarj ünitesi. Şarj süresini optimize
etmek için hızlı şarj aleti; 2 batarya için.

S10554 7806

F10554 0289

G10554 8852

H10554 8851

1.200 °C’ye kadar yüksek sıcaklık ölçümüI12)

Kablosuz nem probu ile nemlilik ölçümü* * *Değiştirilebilir telefoto lens 15° x 11°E12) 3)

D12)

Tam radyometrik video ölçümüJ10554 8901

Testo LTD. dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÖzelliklerSipariş verileri** USA, Çin ve Japonya dışında**** Bluetooth sadece; Avrupa, Norveç, İsviçre, Hırvatistan, USA, Kanada,Kolombiya, Türkiye, Japonya, Rusya, Ukrayna, Hindistan, Avustralya

Emisivite bantı. Yapıştırmalı bant, örn. yansıyan yüzeyleriçin ( rulo, U.: 10 m, G.: 25 mm) ,e=0.95, +250 °C’ye kadar sıcaklığa dayanıklı

0554 0051

TÜRKAK İnfrared Sıcaklık Kalibrasyonu
Kalibrasyon Aralığı: - 35…+160°C arasında 3 nokta

290521 1005

TÜRKAK İnfrared Sıcaklık Kalibrasyonu
Sabit kalibrasyon noktaları: - 10,0,+10290521 1102

ISO kalibrasyon sertifikası, sıcaklık
Sabit kalibrasyon noktaları: - 8, 0, +40°C

290520 0181

1) Kodları ile sipariş vermeniz durumunda belirtilen aksesuar direkt olarak çanta içerisine
dahil edilir. Örneğin: testo 890-1, lens koruma camı ve SuperResolution:
Sipariş no. 0563 0890 V1 F1S12) Lütfen müşteri temsilcimiz ile görüşün
3) Ek yükleme

Testo Elektronik ve Test ÖlçümCihazları Dış Ticaret Ltd. Şti.
Fulya Mah. Vefa Deresi Sok.
Gayrettepe İş Merkezi C-Blok No:5/1 D:2-3-4-5
Şişli - İSTANBUL
Tel: 0212 217 01 55
Faks: 0212 217 02 21
Email: infotesto@testo.com.tr

www.testo.com.tr

0981 8564/msp/Q/07.2012*** Kablosuz nem probu sadece; Avrupa, Norveç, İsviçre, Hırvatistan, USA, Kanada,Kolombiya, Türkiye, Brezilya, Şili, Meksika, Yeni Zelanda, Endonezya