ＴＳ０３－１００００３

スタートアップマニュアル

ガイドパルス式レベル計
ＧＷ１００形
ロッドタイプ：ＧＷ１００ＮＲ
ワイヤータイプ：ＧＷ１００ＮＷ
チュービングタイプ：ＧＷ１００ＮＰ
サニタリタイプ：ＧＷ１００ＳＰ

大阪本社営業部/〒564-0052 大 阪府吹田 市広芝町 15-29
TEL.06-6386-8141(代) FAX.06-6386-8140
東京本社営業部/〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸67
TEL.03-5835-3311(代) FAX.03-5835-3316
名古屋営業所/〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17
TEL.052-731-5751(代) FAX.052-731-5780
九州営業所/〒802-0001 北九州市小倉北区浅野2-14-1
TEL.093-521-9830(代) FAX.093-521-9834

目 次
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
5.
5.1
5.2
6.

取扱上の注意事項 ·················· 1据付·································· 2
据付の注意事項 ···························································2ロッドの取付手順 ························································4ロッドの加工 ································································4
プローブ長と部品員数 ·················································4
プラグ付チューブの取付手順········································5ガスケット付チューブの取付手順 ·································5ワイヤーの加工手順 ·······················································6
結線·································· 7
設定·································· 9設定準備 ·····································································9クイック設定手順 ························································ 12
クイック設定のキャンセル方法 ······································ 15
調整パラメータ ··························································· 16
テストパラメータ ························································ 19
各寸法とパラメータの関係図 ········································· 20
調整モードへの移行手順 ··············································· 21
調整データの保存手順 ·················································· 22
パラメータ変更のキャンセル操作手順······························ 23
ブランキング設定手順 ·················································· 24
フェイルセーフ設定手順 ··············································· 26
感度設定手順 ······························································ 29
不要波除去（液あり）設定手順 ······································ 31
不要波除去（液なし）設定手順 ······································ 33
初期化の操作手順 ························································ 35
テストモードへの移行手順 ············································ 37
テストモードの終了手順 ··············································· 38
模擬出力 (mm, %) 操作手順··········································· 39
模擬出力 (mA) 操作手順 ··············································· 41
LCD 表示テスト操作手順 ··············································· 43
トラブル時の対処 ·············· 44
計測状態やエラーなどの表示 ········································· 44
トラブルシューティング ··············································· 45
パラメータリスト ·············· 50

1.取扱上の注意事項(1)

センサには大きな衝撃を与えないでくださ
い。落とす、倒す、投げる、ぶつける、引きずるなどは、センサに大きな衝撃を与え、破損する可能性があります。

(2)

センサの上に重ねて物を置かないでください。無理な力が加わり、センサが変形や破損する可能性があります。

(3)

大きな振動のある場所での使用、保管などはおこなわないでください。大きな振動がある場合は、その発生源を断つか、振動がセンサに伝わらないようにしてください。

(4)

モータ、ポンプおよびインバータなどのノイズ発生源や高周波電界を発生する超音波洗浄装置、トランシーバなどの近くでは、誤動作する場合があります。

(5)

腐 食 性 雰 囲 気 (NH3， SO2， Cl2 な ど )での 使 用 、保 管 な ど は お こ な わ な い で く
だ さ い 。セ ン サ 内 部 に こ れ ら の 腐 食 性
ガ ス が 入 り 、内 部 回 路 が 腐 食 さ れ 、破損する可能性があります。

-1-

(6)

セ ン サ を 塗 装 す る 場 合 、銘 板 に 塗 装 す
る と 、内 容 が 読 め な く な り 、弊 社 の メ
ンテナンスサービスなどに支障をきた す 可 能 性 が あ り ま す の で 、留 意 し て
ください。

(7)

センサ本体の梱包ケースやロッド、フランジなどの付属品の梱包にはラベルが貼付されており、センサの製造番号が記載されています。同じ製造番号が記載された部品同士で使用してください。

2.据付
2.1

据付の注意事項

警告
本製品は、防爆構造ではありません。
可燃性、爆発性のあるガスまたは、蒸気が発生する場所では使用しないでください。
(1)

ワイヤータイプ以外のセンサは、プローブを組み立てずに梱包しています。センサの据付時にプローブを取り付けてください。

(2)

梱包ケースを開け、中からセンサや付属品を取り出してください。センサを持つ場合、最低１か所は、取付部（プラグ、フランジなど）をお持ちください。

(3)

(4)

プローブ長が 1500 [mm]以上のセンサ（ワイヤータイプを除く）は、２人以上で取り扱ってください。１人で取り扱いますと、センサを他のものにぶつける恐れや、検出部が曲がることにより動作不良を起こす恐れがあります。

(5)

フランジなどの継手を使用する場合は金属製を使用し、取付部（プラグ、フランジなど）と継手を導通させてください。
継手のみ金属で金属部のサイズがφ200mm未満の場合は、金属製のフランジ（100A 以上）またはφ200 [mm] 以上のエラー! 参照
元が見つかりません。＊を設置し、取付部と導通させてください。

(6)

樹脂製やガラス製などの非金属タンクに設置する場合や、取付部（プラグ、フランジなど）と接する部分が非金属の場合は、金属製のフランジ（100A 以上）またはφ200[mm]以上のアース板（金属板）を設置し取付部と導通させてください。

タンクにセンサを設置する場合は、作業性の点で、タンク周辺にメンテナンスエリアを設けてください。特にタンク上部には、センサ全長分の空間が確保できると作業性が高まります。
(7) グレーチングに設置する場合、グレーチング
がプローブや絶縁物に接触しないよう開口を設け、φ200 [mm]以上のアース板（金属板）を設置してください。このとき、グレーチン
グとアース板の間に空間を設けないで
ください。

-2-

(8) タンクへ取り付ける際は以下に記載する寸法を守ってください。

(11)

タンクへ投入される液体がプローブに直接かかると、センサがレベルを誤検知する可能性があります。

(12)

ワイヤープローブを使用する際、かくはんなど波立ちや強い流れがある場合は、ウエ
イトとタンクを固定してください。

(13)

ウエイトとタンクを固定する場合は、電気的に絶縁または導通で安定するよう固定してください。絶縁・導通で安定しない場合
は誤動作の原因となります。

(14)

センサ破損の原因となるためワイヤーは強く張らず、少し弛ませるよう設置してくだ
さい。

(15)

給排水口や、かくはん機の付近などの液体の流れや波立ちの激しい所への据付は避けてください。やむを得ずこれらの場所に据え付ける場合は、金属製の保護管を使用してください。保護管は、取付部（プラグ、
フランジなど）と導通するよう設置してください。保護管には、必ず計測範囲より上部にエアー抜き穴を設けてください。エアー抜き穴がなかったり、計測範囲内にあったりしますと、液位変動の妨げとなります。

A1：10 [mm] 以上
A2：30 [mm] 以上
A3：30 [mm] 以上(9) 台管・ノズルへ取り付ける際は以下に記載する寸法を守ってください。
dh
50A ≦ d ≦ 200A
200 [mm] 以下
お問い合わせ
上記範囲外
ください

(10)

台管・ノズルはタンク内部に突き出さない
ようカットしてください。

-3-

2.2
(1)

(2)

(3)

ロッドの取付手順[GW100□ R 形 ]セ ン サ お よ び GW 形 部 品 － E の 接 続 ロ
ッドの雌ねじが空いている側のロックビスを全て外します。

(4)

接続ロッド 1 本につきロックビスを 2
本 、プ ラ ス ド ラ イ バ (No.2) で 締 め 付
け ま す 。 な お 、 推 奨 締 付 ト ル ク は 2.2[N･ m]で す 。 ※ タ ン ク 上 部 に セ ン サ 全
長 分 の 空 間 が な い 場 合 、先 端 ロ ッ ド 側
か ら 手 順 (2) ～ 手 順 (4) を 繰 り 返 し て
順 次 、タ ン ク の 中 へ 挿 入 し て い く こ とで据付が可能です。
※センサ本体に最も近いロックビス
は 出 荷 時 に 取 り 付 け 済 み で す が 、増 し締め確認をおこなってください。

2.3
(1)

ロッドの加工下図を参照してロッドを希望長さに切断してください。切断時はセンサからロッドを取り外した状態でおこなってください。

(2)

ロッドを切断した際は、切断面のバリを金属用やすりなどで取り除いてください。バリが残ったまま作業をおこなうと怪我をする恐れがあります。

セ ン サ に GW 形 部 品 － E（ 延 長 ロ ッ ド ＋
接 続 ロ ッ ド ）お よ び GW 形 部 品 － L1M（ 先端ロッド）を連結します。

ス パ ナ な ど で 6 [mm] 対 辺 を 保 持 し て 、(2)で 連 結 し た 箇 所 を 全 て 締 め 付 け ま
す 。 な お 、 推 奨 締 付 ト ル ク は 4.5 [N･m]で す 。

切断

2.4

プローブ長と部品員数

形式：GW100NR□□の場合（ねじ取付、ロッド）
プローブ長：L [mm]
300
1111
2091
3071

～
～
～
～

1110
2090
3070
4000

員数
GW形部品－E0123GW形部品－L1M
1
1
1
1

-4-

先端ロッド長 [mm]L - 80L - 1060
L - 2040
L - 3020

2.5(1)

プラグ付チューブの取付手順[GW100NP 形 ]プラグ付チューブをタンクへ挿入し、対 辺 41 [mm] の ス パ ナ な ど で ね じ 込
みます。

(2)

(3)

2.6

センサのプラグねじ部をガ ス ケ ッ ト に 通
し 、 アース板をねじ込みます。

(1)

チュービングタイプではロックビス(M4×L5) を 使 用 し ま せ ん 。各 接 続 ロ ッ
ドにロックビスがあれば全て外します。

(4)「 2.2 ロ ッ ド の 取 付 手 順 」 手 順 (2)～(3)(4 ページ)をおこないます。

(5)

ロッド先端を手順(1)で取り付けたプラグ付チューブの中へ挿入しま す 。

(6)

対 辺 38 [mm] の ス パ ナ な ど で センサのプラグを掴み、プ ラ グ 付 チ ュ ー ブ にねじ
込みます。

(7)

ハウジングの外部接地端子とアース板を付属のリード線で接続します。

-5-

ガスケット付チューブの取付手順[GW100SP 形]
サ ニ タ リ タ イ プ で は ロ ッ ク ビ ス (M4×
L5) を 使 用 し ま せ ん 。 各 接 続 ロ ッ ド に
ロックビスがあれば全て外します。

(2)「 2.2 ロ ッ ド の 取 付 手 順 」 手 順 (2)～(3)(4 ページ)をおこないます。

(3)

先端ロッドからガスケット付チュー
ブの中へ挿入します。

(4)

サニタリ継手とガスケット付チュー
ブを密着させます。

2.7

ワイヤーの加工手順
警告
必ず加工手順に従って作業をおこなってください。手順と異なった作業をおこ
なうとセンサの破損の原因となります。

(4)

切 断 し た ワ イ ヤ ー の 先 端 か ら 55 [mm]の位置にマーキングします。

(5)

ウ エ イ ト に ワ イ ヤ ー を 挿 入 し ま す 。このときマーキングがウエイトの中に隠 れ る ま で 奥 に 挿 入 し て く だ さ い 。この位置からワイヤー先端がウエイトの 穴 の 終 端 に 当 た る ま で の 約 20 [mm]でプローブ長の微調整が可能です。
（ ワ イ ヤ ー 先 端 か ら 65 [mm]の 位 置 を
基 準 に 約 ± 10 [mm]） ウ エ イ ト 内 に 挿
入 さ れ て い る ワ イ ヤ ー の 長 さ が 55[mm]に 満 た な い 場 合 、ウ エ イ ト が 脱 落
す る 可 能 性 が あ り ま す の で 、必 ず マ ー
キング位置まで挿入してください。

(6)

対 辺 3 [mm]の 六 角 レ ン チ な ど を 使 用
し て 、ウ エ イ ト に ワ イ ヤ ー 固 定 ビ ス を
3 個締め付けます。なお、推奨締付トル ク は 7.8 [N･m]で す 。

ワイヤーの先端はとがっているため、素手で触れると怪我をする恐れがあります。ワイヤーの抜き差しをおこなう際は安全のため手袋を装着するなどの対策をおこなってください。
ワイヤーの取り外し・交換はできないた
め、短く切断しすぎた場合はセンサの修理が必要となります。切断位置の決定や加工は慎重におこなってください。
(1)

対 辺 3 [mm]の 六 角 レ ン チ な ど を 使 用
し て 、ウ エ イ ト か ら ワ イ ヤ ー 固 定 ビ ス
を 3 個取り外します。

(2)

ウエイトからワイヤーを引き抜きます。

(3)

ワ イ ヤ ー を 伸 ば し 、必 要 な プ ロ ー ブ 長－ 85 [mm]の 位 置 を グ ラ イ ン ダ な ど で切 断 し ま す 。ワ イ ヤ ー の ほ つ れ 防 止 のた め 、切 断 位 置 に ビ ニ ー ル テ ー プ な どを巻いた状態でワイヤーを切断する
こ と を 推 奨 し ま す 。必 要 な プ ロ ー ブ 長が 正 確 で な い 場 合 は 、少 し 長 め に ワ イ
ヤ ー を 切 断 し て 作 業 を 進 め 、長 す ぎ た
場 合 は 本 手 順 を 再 度 お こ な い 、微 調 節
してください。

-6-

3.結線
警告
作業をおこなう前に結線をおこなう電線の電源を切ってください。通電状態で作業をおこなうと、感電、漏電および充電部同士が短絡して発火や人身事故の危険性があります。
(1)

図 3-1 ～ 図 3-3 を 参 照 し 、 各 端 子 に
結 線 し て く だ さ い 。 GW100 の 端 子 ビ スに は M4 ね じ を 使 用 し て い る た め 、 工
具 は プ ラ ス ド ラ イ バ (No.2)を 使 用 し 、
圧 着 端 子 は R1.25-4 ま た は 同 等 サ イ ズ
を使用してください。
端子
センサ
端子台端子
センサ
外部接地端子

注記4.

注記5.

推奨締付トルク
1.2 [N･m]

注記6.

1.2 [N･m]

(2)

注記1.

電源は計装用電源を使用してく
ださい。

注記2.

センサやセンサ電源は、インバータ、動力電源などのノイズ源の近くに設置しないでください。

注記3.

センサの入出力信号線は必ずシールド線を使用し、動力ケーブ
ルやマグネットスイッチなどとの同一布線はしないでください。

図 3-1

パ ワ ー ユ ニ ッ ト （ PU2000） の ソ
ケ ッ ト は 、 オ ム ロ ン (株 )製 の11PFA ま た は 同 等 品 を 使 用 し てください。

出力信号(4～20 mA DC)の許容負荷抵抗

GW100 の結線図

-7-

接地は D 種接地以上（接地抵抗100[Ω ]以 下 ）を お こ な っ て く だ
さい。
樹脂タンクの場合など、センサ側で接地できない場合はシール
ド線を介してセンサ電源側（パワーユニット、レベルコントロ
ー ラ な ど ）で 接 地 し て く だ さ い 。

図 3-2

GW100 と PU2000 の結線図

図 3-3

GW100 と MP2000 の結線図

(3)ハウジングの中にゴミ、ほこり、雨水などが入らないようにするため、ケーブルを電線グランドで固定する方法と電線管をハウジングに接続する方法とがあります。どちらも、水が伝って来た場合に直接ハウジングに入らないようにケーブルの施工方法など、水の浸入防止の工夫をしてください。また、
電線管接続の場合はシール剤を使用し、電線グランドで固定の場合は専用工具を用いてケーブルをしっかり固定してください。電線管内側から水分や湿気が浸入する場合は、電線管内側にパテ埋めなどの処理を施してください。

(4)

ハウジング内部に結露、ごみ、ほこり、金属片などの異物がないことを確認し、あれば、取り除いてください。異物がないことを確認後、ハウジングのカバーを取り付けてください。カバーは、しっか
り止まるまで締めてください。カバーの締め付けが緩いと、雨水やほこりがハウジングに侵入し、腐食やショートなど、動作不良の可能性があります。

-8-

4.設定
4.1
(1)

設定準備
操作パネル部の名称と主機能
No.
名称
１

MODEキー(モードキー)

２

ENTキー

主機能

入力のキャンセル（上の階層へ移動）
モードの変更下の階層へ移動、入力の決定(エンタキー)
３

UPキー

モード、パラメータおよび設定値の順送り(アップキー)
４
５
６
７
８

(2)

DOWNキー(ダウンキー)
モード表示
単位表示
データ表示
調整モード表示モード、パラメータおよび設定値の逆送り
クイック設定（長押し）現在の動作モードを示す
表示単位を示す
計測値、設定値およびパラメータを示す
調整モードおよびパラメータを示す

操作パネル部の名称と主機能
正しく結線されていることを確認してから、センサに電源を投入してください。
起動中は図 4-1 のようにバーグラフが表示され、3.8[mA]が出力されます。
約 10 秒後にセンサは計測モードとなり、モード表示部に「OP」が点灯します。
計測モードではデータ表示部に計測値を表示し、計測値に応じた電流値が出力されます。

図 4-1※現在の液位や設定によって表示の数値は異なります。
センサ起 動 時 の LCD 表 示

-9-

(3)

各モードの表示案内・操作フロー- 10 -

(4)初期調整の流れ追加設定を推奨す る
パラメータ

最小限の設 定計測不良時に 設定するパラメー タ

電源投入

クイック設定P-56 ブランキング
ノズルの立ち上げがある 場合
ノズル内をブランキング する。
P-70 フェイルセーフタイ マ
アプリケーションの液位 変動
速度に応じて変更する。

「E」および「LoE」表 示で計測できない
ふらつきが大きい 場 合P-80 感度設定をHiに変更する。
指示値が異なる 場合
P-88不要波除去（液あ り）または
P-89 不要波除去（液な し）を実行する。

P-71 フェイルセーフモー ド
アプリケーションの安全 側に
変更する。
完了

計測トラブル発生時の対処について、詳細は「5 トラブル時の対処」44 ページを参照ください。
(5)

クイック設定本センサはクイック設定にて 3 つのパラメータ（P-81 プローブ長、P-01 ゼロ点、P-02 スパン点）を入力するだけで、基本的なレベル計測または空間計測の設定が完了します。
クイック設定の操作手順は「4.2 クイック設定手順」12 ページを参照ください。
センサを移設した場合など、別タンクでパラメータ設定済のセンサでクイック設定をおこなう場合は、クイック設定の前にセンサの初期化をおこなうことを推奨します。センサの初期化方法については「4.15 初期化の操作手順」35 ページを参照してください。
レベル計測

※

空間計測

表示単位が[%]のとき、ゼロ点表示値 0[%]、スパン点表示値 100[%]となります。

- 11 -

4.2

クイック設定手順
パラメータの詳細内容は「4.4 調整パラメータ」16 ページ～を参照してください。
手順
キー操作 / LCD 表示(1)
LCD に計測モードであることを示す「OP」が点灯していることを確認してください。
※「OP」が点滅している、あるいは消灯している場合は「5.2
トラブルシューティング」45 ページを参照ください。
※現在の液位や設定によって表示の数値は異なります。
(2)

DOWN キーを 2 秒以上長押ししてください。

「81」が点灯、プローブ長の設定値の 1 桁目が点滅します。

(3)《プローブ長の設定》
以下の操作によりセンサのプローブ長（計測基準位
置からプローブ先端までの寸法）を設定してください。
UP キー短押し･･･数値が 1 増加
DOWN キー短押し･･･数値が 1 減少
ENT キー短押し･･･数値の確定（次の桁へ移動）≪入力可能範囲：300 [mm] ～ 4000 [mm]≫※誤った数値で確定した場合は、そのまま手順(8)まで進めて、クイック設定を保存した後に再度クイック設定をおこなうか、クイック設定のキャンセルをおこなってく
ださい。
クイック設定のキャンセルは「4.3 クイック設定のキ
ャンセル方法」15 ページを参照ください。

- 12 -

(4)ENT キーを 1 回押して確定してください。

「01」および「ZERO」が点灯、ゼロ点の設定値の 1 桁目が点滅します。

(5)《ゼロ点の設定》
以下の操作で任意のゼロ点（計測基準位置からの距離）に変更してください。
UP キー短押し･･･数値が 1 増加
DOWN キー短押し･･･数値が 1 減少
ENT キー短押し･･･数値の確定（次の桁へ移動）≪入力可能範囲：-999 [mm] ～ 9999 [mm]≫※誤った数値で確定した場合は、そのまま手順(8)まで進めて、クイック設定を保存した後に再度クイック設定をおこなうか、クイック設定のキャンセルをおこなってく
ださい。
クイック設定のキャンセルは「4.3 クイック設定のキャンセル方法」15 ページを参照ください。

(6)

ENT キーを 1 回押して確定してください。

「02」および「SPAN」が点灯、スパン点の設定値の 1 桁目が点滅します。

- 13 -

(7)《スパン点の設定》
以下の操作により任意のスパン点（計測基準位置からの距離）に変更してください。
UP キー短押し･･･数値が 1 増加
DOWN キー短押し･･･数値が 1 減少
ENT キー短押し･･･数値の確定（次の桁へ移動）≪入力可能範囲：-999 [mm] ～ 9999 [mm]≫※誤った数値で確定した場合は、そのまま手順(8)まで進めて、クイック設定を保存した後に再度クイック設定をおこなうか、クイック設定のキャンセルをおこなってく
ださい。
クイック設定のキャンセルは「4.3 クイック設定のキ
ャンセル方法」15 ページを参照ください。

(8)

ENT キーを 1 回押して確定してください。

「Qk」が点灯、「Fin」が点滅します。

(9)《クイック設定の保存》
ENT キーを 1 回押してください。

メモリへの書込中、「Qk」が「WR」に変わり、「OP」が点滅します。

(10)「WR」が消灯し、「OP」が点灯したらクイック設定は完了です。
LCD 表示値や出力電流値が、実際の液面と一致しているか確認してください。異なる場合は「5 トラブル時の対処」44 ページを参照ください。
※現在の液位や設定によって表示の数値は異なります。
※液なしのときは「E」が表示されます。

- 14 -

4.3
クイック設定のキャンセル方法(1)「4.2 クイック設定手順」12 ページの手順(8)までおこな
うと、「Qk」が点灯、「Fin」が点滅します。

(2)

UP キーまたは DOWN キーを 1 回押してください。

「CnC」が点滅します。

(3)

ENT キーを 1 回押してください。

「OP」が点灯したらクイック設定のキャンセルは完了です。
必要に応じて再度、「4.2 クイック設定手順」12 ページを実施してください。

- 15 -

4.4(1)

調整パラメータ
クイック設定をおこなったセンサに対して、調整モードで詳細な設定をおこなうことができます。
調整モード中も既に設定されているパラメータで計測がおこなわれ、計測値に応じた
電流値を出力します。
変更手順の記載がないパラメータは「4.1(3) 各モードの表示案内・操作フロー」
10 ページを参照して操作をおこなってくだ
さい。各モードの表示案内・操作フロー

P-01

ゼロ点
入力値
-999 ～ 9999 [mm]初期値
4000 [mm]計測基準位置からゼロ点までの距離を[mm]単位で入力します。
《変更手順：「4.2 クイック設定手順」12ページ参照》

P-02

スパン点
入力値
-999 ～ 9999 [mm]
初期値
0 [mm]
計 測基 準位 置か らス パン 点ま での距 離を[mm]単位で入力します。
《変更手順：「4.2 クイック設定手順」12ページ参照》

P-03

ゼロ点出力電流値
入力値
3.80 ～ 20.50 [mA]
初期値
4.00 [mA]
通常、設定を変更する必要はありません。
ゼロ点のときの出力電流値を任意に設定で
きます。

P-04

スパン点出力電流値
入力値
3.80 ～ 20.50 [mA]
初期値
20.00 [mA]
通常、設定を変更する必要はありません。
スパン点のときの出力電流値を任意に設定
できます。

P-06

表示単位
入力値
設定内容
mm
✓ mm 表示%% 表示
計測モードで表示される表示値の単位を設
定します。

P-35

オフセット選択
入力値
non
✓
diSP
ALL

設定内容
オフセット無効表示のみオフセット
表示＋出力
オフセット
オフセットの有効・無効およびオフセットの対象を設定します。
P-36

オフセット値
入力値-999 ～ 9999 [mm]
初期値
0 [mm]
計測値からオフセットする値を[mm]単位で設定します。
本パラメータの設定値が計測値に加算されます。
例) オフセット値 0 [mm]で現在の表示値
が 2000 [mm]のとき、オフセット値を＋ 500 [mm] に 変 更 す る と 表 示 値 は
2000＋500＝2500 [mm]となります。
☆P-35 オフセット選択の設定が「non (オフセット無効)」となっている場合、本パラメータの設定内容は計測に反映されま
せん。

P-56

ブランキング
入力値
0 ～ 4000 [mm]
初期値
0 [mm]
ブランキングをおこなう範囲を計測基準位
置からの距離[mm]単位で入力します。
台管・ノズルなどの影響により誤検出す
る場合、ブランキング範囲に設定することで回避できます。ブランキング範囲内に液面が入った場合は計測値が不定となるため、液面移動の範囲外にブランキングを設定します。
《変更手順：「4.10 ブランキング設定手順」
24 ページ》- 16 -

P-70

フェイルセーフタイマ
入力値
1 ～ 5400 [sec.]
初期値
60 [sec.]
フェイルセーフが動作するまでの時間を入力します。
フェイルセーフタイマのカウント中は LCDの右下に長方形が点灯し、表示および出力は直前の計測値を保持します。

《変更手順：「4.11 フェイルセーフ設定手順」26 ページ》
P-71

P-80

フェイルセーフモード
入力値
設定内容
Hi
20.5 [mA]Lo
3.8 [mA]
HoLd✓ 直前の値を保持センサの計測に異常が発生した場合に動作するフェイルセーフにおいて、出力する電流値を選択します。
アプリケーションによって安全側となるように設定を変更してください。
フェイルセーフ時の表示は LOE になります。
例1) タンクのオーバーフローを避けるた
めに、計測異常時には Hi 出力するよう設定し、投入ポンプを停止する。
（レベル計測の場合）
例2) 排出ポンプの空運転を避けるために、
計測異常時には Lo 出力するよう設定し、排出ポンプを停止する。（レベル計測の場合）《変更手順：「4.11 フェイルセーフ設定手順」26 ページ》
感度
入力値
設定内容
Hi
高感度
Lo
✓ 低感度
センサの感度を 2 段階で設定します。
感度 Lo で計測できない場合や、ふらつきが大きい場合に感度 Hi へ変更してください。

P-81

プローブ長
入力値
300 ～ 4000 [mm]初期値
4000 [mm]使用するセンサのプローブ長を[mm]単位で入力します。
実寸法との差異は±10 [mm]の範囲で入力してください。
☆プローブ長は計測基準位置からプローブ
先端（ウエイトを含む）までの長さです。
☆プローブ先端を金属タンク底に導通状態で固定する場合、本パラメータにはタン
ク底までの距離を入力してください。
《変更手順：「4.2 クイック設定手順」12ページ参照》

P-82

形式選択
100
GW100NR□□101
GW100NW□□102
GW100NP□□110
GW100SR□□112
GW100SP□□
センサの形式（取付とプローブ構造）を選択します。
本パラメータで形式を選択すると、P-83
伝搬係数および P-84 伝搬切片が適切な値にセットされます。
注意P-82 形式選択について弊社からの指示がない限り、設定を変更
しないでください。

P-83

平均化無効時（P-98 平均化時間で 0 を設定）の計測周期は Lo（低感度）を選択したとき
約 0.3 秒となり、Hi（高感度）を選択した
とき約 1 秒となります。
《変更手順：「4.12 感度設定手順」29 ページ》- 17 -

伝搬係数
入力値0.900 ～ 1.000
初期値---高周波信号の伝搬係数を補正します。
注意P-83 伝搬係数について弊社からの指示がない限り、設定を変更
しないでください。

P-84

伝搬切片
入力値
-200 ～ 200 [mm]初期値---プローブ構造により異なる計測基準位置を補正します。

P-98

平均化時間
入力値
設定内容
0
平均化無効
1
✓ 1 [sec.]
2
2 [sec.]33 [sec.]44 [sec.]55 [sec.]10
10 [sec.]
20
20 [sec.]
30
30 [sec.]
60
60 [sec.]
120
120 [sec.]
180
180 [sec.]
計測値を本パラメータの設定時間で平均化します。
☆平均化時間を長くすることで波立ちなど
による指示のふらつきが軽減しますが、液位の変動に対して追従性は低下します。

P-99

初期化【初期値：1999】
入力値
1965
初期値
1999
センサの各種設定を工場出荷状態に戻します。
初期化方法：「P-99」に“1965”を入力し、ENT キーを押してください。

注意P-84 伝搬切片について弊社からの指示がない限り、設定を変更
しないでください。
P-88

不要波除去（液あり）
入力値
300 ～ 4000 [mm]初期値---計測基準位置から液面まで距離を[mm]単位で入力します。
タンクの構造物などで発生する不要波を、計測基準位置から液面までの範囲で除去し、計測を安定させることができます。
プローブ先端が液体に浸かっていない場合
や、タンクから液体を抜くことが可能な場
合 は、 プロ ーブ 全域 の不 要波 を除去 する
P-89 不要波除去（液なし）を使用してください。
本パラメータを使用するためには、計測基準位置から液面まで 300 [mm]以上の空間が必要ですので、液位を下げてから実行してください。
ノズルの立ち上げがある場合は、ノズル下から液面まで 300 [mm]以上の空間を設けてから実行してください。
液面に泡が発生している場合は液面でなく、泡の表面までの距離を入力してください。
《変更手順：「4.13 不要波除去（液あり）
設定手順」31 ページ》

P-89

不要波除去（液なし）
初期値
Run
センサのプローブ長を P-81 に入力してから実行してください。
タンクの構造物などで発生する不要波を、計測基準位置からプローブ先端までの全域で除去し、計測を安定させることができます。
プローブが液に浸かっている場合は、P-88
不要波除去（液あり）を使用してください。
プローブ先端を金属タンクに電気的に導通して固定している場合は P-88 不要波除去（液あり）にプローブ長を入力して実行してください。
《変更手順：「4.14 不要波除去（液なし）
設定手順」33 ページ》

- 18 -

注意P-99 初期化について
センサ購入時にパラメータ設定内容を指定されている場合、指定されたパ
ラメータ設定内容が初期値となります。
初期値が本取扱説明書の記載とは異なりますのでご注意ください。
✓：初期値を示しています。

4.5

テストパラメータ
テストモードで各種テストをおこなうことができます。

t1

模擬出力 (mm, %)入力値-999 ～ 9999 [mm]初期値
本パラメータを操作する
直前の LCD 表示値
表示値をキー操作して仮想的に液位を上下動(変動)させ、そのときの表示値に応じた
出力電流値を出力させることが可能です。
レベル計測の際はレベル値を、空間計測の際は空間距離を入力します。
P-06 表示単位が[%]のとき、入力値は 0.0[%] ～ 100.0 [%]です。
《変更手順：「4.18 模擬出力 (mm, %) 操作
手順」39 ページ》

t2

模擬出力 (mA)
入力値
3.80 ～ 20.50 [mA]
初期値
本パラメータを操作する
直前の出力電流値
任意の電流値を出力させることが可能です。
《変更手順：「4.19 模擬出力 (mA) 操作手
順」41 ページ》

LCd

LCD 表示テスト
LCD セグメントの点灯確認をおこないます。
実行すると全セグメントが点灯し、その後セグメントごとに点灯・消灯を繰り返します。
《変更手順：「4.20 LCD 表示テスト操作手順」43 ページ》- 19 -

4.6

各寸法とパラメータの関係図※図はレベル計測の場合- 20 -

4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.7
(1)

調整モード操作手順 目次
調整モードへの移行手順···········································21
調整データの保存手順··············································22
パラメータ変更のキャンセル操作手順 ·························23
ブランキング設定手順··············································24
フェイルセーフ設定手順···········································26
感度設定手順 ·························································29
不要波除去（液あり）設定手順 ··································31
不要波除去（液なし）設定手順 ··································33
初期化の操作手順····················································35

調整モードへの移行手順
手順
LCD に計測モードであることを示す「OP」が点灯していることを確認してください。
※「OP」が点滅している、あるいは消灯している場合は「5.2
トラブルシューティング」45 ページを参照ください。

キー操作 / LCD 表示※現在の液位や設定によって表示の数値は異なります。
(2)《調整モードへの移行》
MODE キーを 2 秒以上長押ししてください。

「M1」が点灯、「ADJ」が点滅します。

(3)

ENT キーを押してください。

「ADJ」が点灯、ゼロ点設定パラメータ「P-01」が点滅します。
以上で調整モードへの移行が完了しました。

- 21 -

4.8

調整データの保存手順
本手順により調整データの保存をおこなうまでは、いつでもパラメータの変更内容を破棄することが
できます。
(1)
《調整データの保存》
MODE キーを 1 回押してください。

「ADJ」が点滅します。

(2)

DOWN キーを 1 回押してください。

「OP」が点滅します。

(3)

ENT キーを 1 回押してください。

メモリへの書込中、「M1」が「WR」に変わります。

(4)「OP」が点灯したら調整データの保存は完了です。

- 22 -

4.9

パラメータ変更のキャンセル操作手順
パラメータ設定中はいつでも、保存前の設定値を破棄して前回保存したパラメータ設定値に戻すことができます。
手順
キー操作 / LCD 表示(1)「ADJ」または「TEST」が点滅するまで MODE キーを数回押してください。
※「OP」が点滅している場合は手順(2)をおこなってくだ
さい。
「ADJ」または「TEST」が点滅します。

(2)

MODE キーと DOWN キーを同時に長押してください。

「OP」が点灯したらパラメータ変更のキャンセル完了です。

- 23 -

4.10

ブランキング設定手順
パラメータの詳細内容は「4.4 調整パラメータ」16 ページ～を参照してください。
手順
キー操作 / LCD 表示(1) 《調整モードへの移行》「4.7 調整モードへの移行手順」21 ページを参照し、手順に従って操作してください。

(2)《調整パラメータ間の移動》
パラメータ「P-56」が点滅するまで UP キーまたは
DOWN キーを数回押してください。
UP キー短押し･･･順送り
DOWN キー短押し･･･逆送り(3)《ブランキングの設定》
ENT キーを 1 回押してください。

「56」が点灯、ブランキングの設定値の 1 桁目が点滅します。

- 24 -

(4)ブランキングの長さ（計測基準位置からの距離）を以下の操作により、1 桁目から 4 桁目まで順番に入力してください。
UP キー短押し･･･数値が 1 増加
DOWN キー短押し･･･数値が 1 減少
ENT キー短押し･･･数値の確定（次の桁へ移動）≪入力可能範囲：0 [mm] ～ 4000 [mm]≫※誤った数値で確定した場合は、 MODE キーを 1 回
押して 4 桁全てキャンセルするか、そのまま手順(5)に進んで設定を確定後、手順(3)から再開して修正してください。

(5)

ENT キーを 1 回押して確定してください。

再び「P-56」が点滅します。
以上でブランキングの入力が完了しました。
次の手順で調整データを保存し、計測モードに復帰します。
(6)《調整データの保存》「4.8 調整データの保存手順」22 ページを参照し、手順に従って操作してください。

- 25 -

4.11

フェイルセーフ設定手順
P-70 フェイルセーフタイマおよび P-71 フェイルセーフモードの設定をおこないます。
パラメータの詳細内容は「4.4 調整パラメータ」16 ページ～を参照してください。
手順
キー操作 / LCD 表示(1) 《調整モードへの移行》「4.7 調整モードへの移行手順」21 ページを参照し、手順に従って操作してください。

(2)《調整パラメータ間の移動》
パラメータ「P-70」が点滅するまで UP キーまたは
DOWN キーを数回押してください。
UP キー短押し･･･順送り
DOWN キー短押し･･･逆送り(3)《フェイルセーフタイマの設定》
ENT キーを 1 回押してください。

「70」が点灯、フェイルセーフタイマの設定値の 1 桁目が点滅します。

- 26 -

(4)以下の操作によりフェイルセーフタイマの時間を設定してください。
UP キー短押し･･･数値が 1 増加
DOWN キー短押し･･･数値が 1 減少
ENT キー短押し･･･数値の確定（次の桁へ移動）≪入力可能範囲：1 [sec.] ～ 5400 [sec.]≫※誤った数値で確定した場合は、 MODE キーを 1 回
押して 4 桁全てキャンセルするか、そのまま手順(5)に進んで設定を確定後、手順(3)から再開して修正してください。

(5)

ENT キーを 1 回押して確定してください。

再び「P-70」が点滅します。

(6)《調整パラメータ間の移動》
UP キーを 1 回押してください。

「P-71」が点滅します。

- 27 -

(7)《フェイルセーフモードの設定》
ENT キーを 1 回押してください。

「71」が点灯、フェイルセーフモードの設定値が点滅します。

(8)

以下の操作により任意のフェイルセーフモード設定値に変更してください。
UP キー短押し･･･順送り
DOWN キー短押し･･･逆送り≪設定値：Hi, Lo, HoLd≫(9)

ENT キーを 1 回押して確定してください。

再び「P-71」が点滅します。
以上でフェイルセーフの入力が完了しました。
次の手順で調整データを保存し、計測モードに復帰します。
(10) 《調整データの保存》「4.8 調整データの保存手順」22 ページを参照し、手順に従って操作してください。

- 28 -

4.12

感度設定手順
パラメータの詳細内容は「4.4 調整パラメータ」16 ページ～を参照してください。
手順
キー操作 / LCD 表示(1) 《調整モードへの移行》「4.7 調整モードへの移行手順」21 ページを参照し、手順に従って操作してください。

(2)《調整パラメータ間の移動》
パラメータ「P-80」が点滅するまで UP キーまたは
DOWN キーを数回押してください。
UP キー短押し･･･順送り
DOWN キー短押し･･･逆送り(3)《感度の設定》ENT キーを 1 回押してください。

「80」が点灯、感度の設定値が点滅します。

(4)

以下の操作により任意の感度設定値に変更してくだ
さい。
UP キー短押し･･･順送り
DOWN キー短押し･･･逆送り≪設定値：Hi, Lo≫- 29 -

(5)ENT キーを 1 回押して確定してください。

再び「P-80」が点滅します。
以上で感度の入力が完了しました。
次の手順で調整データを保存し、計測モードに復帰します。
(6)《調整データの保存》「4.8 調整データの保存手順」22 ページを参照し、手順に従って操作してください。

- 30 -

4.13

不要波除去（液あり）設定手順
パラメータの詳細内容は「4.4 調整パラメータ」16 ページ～を参照してください。
手順
キー操作 / LCD 表示(1) 《調整モードへの移行》「4.7 調整モードへの移行手順」21 ページを参照し、手順に従って操作してください。

(2)《調整パラメータ間の移動》
パラメータ「P-88」が点滅するまで UP キーまたは
DOWN キーを数回押してください。
UP キー短押し･･･順送り
DOWN キー短押し･･･逆送り

(3)

(4)

計測基準位置から液面までの距離を実測してください。
泡が発生している場合は泡の表面までの距離を実測してください。
プローブ先端を金属タンク底に固定していて、液に浸かっていない場合はタンク底までの距離を実測してください。
《不要波除去（液あり）の設定》
ENT キーを 1 回押してください。

「88」が点灯、計測基準位置から現在の液面までの距離の 1 桁目が点滅します。

- 31 -

(5)(3)で実測した距離を以下の操作により、1 桁目から 4桁目まで順番に入力してください。
プローブ先端を金属タンクに電気的に導通して固定している場合は、プローブ長を入力してください。
UP キー短押し･･･数値が 1 増加
DOWN キー短押し･･･数値が 1 減少
ENT キー短押し･･･数値の確定（次の桁へ移動）≪入力可能範囲：300 [mm] ～ 4000 [mm]≫※誤った数値で確定した場合は、 MODE キーを 1 回
押して 4 桁全てキャンセルし、手順(4)から再開
して修正してください。

(6)

ENT キーを 1 回押して確定してください。

LCD 下部に不要波データの更新状況を示すバーグラ
フが表示されます。
更新が完了すると再び「P-88」が点滅します。
以上で不要波除去（液あり）の設定が完了しました。
次の手順で調整データを保存し、計測モードに復帰します。

(7)《調整データの保存》「4.8 調整データの保存手順」22 ページを参照し、手順に従って操作してください。

- 32 -

4.14

不要波除去（液なし）設定手順
パラメータの詳細内容は「4.4 調整パラメータ」16 ページ～を参照してください。
手順
キー操作 / LCD 表示(1) 《調整モードへの移行》「4.7 調整モードへの移行手順」21 ページを参照し、手順に従って操作してください。

(2)

(3)

《プローブ長の確認》
P-81 プローブ長の設定値と実際の長さがあっていることを確認してください。
プローブが接液している場合や、プローブ先端を金属タ
ンク底に固定している場合は本手順ではなく「4.13 不要波除去（液あり）設定手順」31 ページをおこなってください。
《調整パラメータ間の移動》
パラメータ「P-89」が点滅するまで UP キーまたは
DOWN キーを数回押してください。
UP キー短押し･･･順送り
DOWN キー短押し･･･逆送り(4)《不要波除去（液なし）の設定》
ENT キーを 1 回押してください。

「89」が点灯、「run」が点滅します。

- 33 -

(5)ENT キーを 1 回押してください。

LCD 下部に不要波データの更新状況を示すバー
グラフが表示されます。
更新が完了すると再び「P-89」が点滅します。
以上で不要波除去（液なし）の設定が完了しました。
次の手順で調整データを保存し、計測モードに復帰します。

(6)《調整データの保存》「4.8 調整データの保存手順」22 ページを参照し、手順に従って操作してください。

- 34 -

4.15

初期化の操作手順
センサを別のタンクに移設した場合など、センサの調整をやり直す場合は、はじめに初期化を実施することを推奨します。
手順
キー操作 / LCD 表示(1) 《調整モードへの移行》「4.7 調整モードへの移行手順」21 ページを参照し、手順に従って操作してください。

(2)※《調整パラメータ間の移動》
DOWN キーを 1 回押してください。

「P-99」が点滅します。
誤って「P-98」以降へ移動してしまった場合は、以下のいずれかの操作で目的のパラメータへ戻ることが可能です。

UP キー短押し･･･順送り
DOWN キー短押し･･･逆送り(3) 《初期化の設定》
ENT キーを 1 回押してください。

初期化パスコードの 1 桁目が点滅します。

- 35 -

(4)1 桁目から 4 桁目まで順番に以下の操作でパスコード「1965」を入力してください。
UP キー短押し･･･数値が 1 増加
DOWN キー短押し･･･数値が 1 減少
ENT キー短押し･･･数値の確定（次の桁へ移動）※誤った数値で確定した場合は、 MODE キーを 1 回
押して 4 桁全てキャンセルするか、そのまま手順(5)に進んで設定を確定後、手順(4)から再開して修正してください。

(5)

ENT キーを 1 回押して確定してください。

初期化が実行されます。
メモリへの書込中、「99」が「WR」に変わります。

(6)「OP」が点灯したら初期化完了です。

- 36 -

4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

テストモード操作手順 目次
テストモードへの移行手順 ········································37
テストモードの終了手順···········································38
模擬出力 (mm, %) 操作手順 ······································39
模擬出力 (mA) 操作手順···········································41
LCD 表示テスト操作手順···········································43

4.16

テストモードへの移行手順
手順(1) LCD に計測モードであることを示す「OP」が点灯していることを確認してください。
※「OP」が点滅している、あるいは消灯している場合は「5.2 トラブルシューティング」45 ペー
ジを参照ください。

キー操作 / LCD 表示※現在の液位や設定によって表示の数値は異なります。
(2)《テストモードへの移行》
MODE キーを 2 秒以上長押ししてください。

「M1」が点灯、「ADJ」が点滅します。

(3)

UP キーを 1 回押してください。

「TEST」が点滅します。

(4)

ENT キーを押してください。

「TEST」が点灯、シミュレーションパラメータ「t1」が点滅します。
以上でテストモードへの移行が完了しました。

- 37 -

4.17 テストモードの終了手順(1) 《計測モードへの復帰》
MODE キーを 1 回押してください。

「TEST」が点滅します。

(2)

UP キーを 1 回押してください。
※このとき MODE キーと DOWN キーを同時に長押しすることでも計測モードへの復帰が可能ですが、その場合は未保存のパラメータ変更内容は破棄されます。
「OP」が点滅します。

(3)

ENT キーを 1 回押してください。

メモリへの書込中、「M1」が「WR」に変わります。

(4)「WR」が消灯し、「OP」が点灯したら計測モードへの復帰は完了です。

- 38 -

4.18

模擬出力 (mm, %) 操作手順
パラメータの詳細は「4.5 テストパラメータ」19 ページ～を参照してください。
手順
キー操作 / LCD 表示(1) 《テストモードへの移行》「4.16 テストモードへの移行手順」37 ページを参照し、手順に従って操作してください。

※現在の液位や設定によって表示の数値は異なります。
(2)《模擬出力 (mm, %)》ENT キーを 1 回押してください。

「t1」が点灯、模擬出力値の 1 桁目が点滅します。
※模擬出力値の初期値は手順(2)で ENT キーを押した瞬間の表示値です。

(3)

1 桁目から 4 桁目まで順番に以下の操作で入力し、任意の模擬出力値に変更してください。
UP キー短押し･･･数値が 1 増加
DOWN キー短押し･･･数値が 1 減少
ENT キー短押し･･･数値の確定（次の桁へ移動）≪入力可能範囲≫
表示単位の設定が[mm]のとき： -999 [mm] ～ 9999 [mm]表示単位の設定が[%]のとき： 000.0 [%] ～ 100.0 [%]- 39 -

(4)ENT キーを 1 回押して確定してください。

入力した模擬出力値が出力電流値に反映され、入力した模擬出力値の 1 桁目が点滅します。
※続けて模擬出力値を変更する場合は、手順(3)～手順(4)を再度おこなってください。
(5)《模擬出力 (mm, %)の終了》
MODE キーを 1 回押してください。

模擬出力が停止し、再び「t1」が点滅します。

(6)《計測モードへの復帰》「4.17 テストモードの終了手順」38 ページを参照
し、手順に従って操作してください。

- 40 -

4.19

模擬出力 (mA) 操作手順
パラメータの詳細は「4.5 テストパラメータ」19 ページ～を参照してください。
手順
キー操作 / LCD 表示(1) 《テストモードへの移行》「4.16 テストモードへの移行手順」37 ページを参照し、手順に従って操作してください。

※現在の液位や設定によって表示の数値は異なります。
(2)《模擬出力 (mA)》
UP キーを 1 回押してください。

「t2」が点滅します。

(3)

ENT キーを 1 回押してください。

「t2」が点灯、模擬出力値の 1 桁目が点滅します。
※模擬出力値の初期値は手順(2)で ENT キーを押した瞬間の出力電流値です。

- 41 -

(4)1 桁目から 4 桁目まで順番に以下の操作で入力し、任意の模擬出力値に変更してください。
UP キー短押し･･･数値が 1 増加
DOWN キー短押し･･･数値が 1 減少
ENT キー短押し･･･数値の確定（次の桁へ移動）≪入力可能範囲：3.80 [mA] ～ 20.50 [mA]≫(5)

ENT キーを 1 回押して確定してください。

入力した模擬出力値が出力電流値に反映され、入力した模擬出力値の 1 桁目が点滅します。
※入力した値が入力可能範囲外の場合は、出力電流値に反映されず、表示は直前の入力可能範囲の値に戻ります。入力可能範囲を確認して、手順(4)～手順(5)を再度おこなってください。
※続けて模擬出力値を変更する場合は、手順(4)～手順(5)を再度おこなってください。
(6) 《模擬出力 (mA)の終了》
MODE キーを 1 回押してください。

模擬出力が停止し、再び「t2」が点滅します。

(7)《計測モードへの復帰》「4.17 テストモードの終了手順」38 ページを参照
し、手順に従って操作してください。

- 42 -

4.20

LCD 表示テスト操作手順
パラメータの詳細は「4.5 テストパラメータ」19 ページ～を参照してください。
手順
キー操作 / LCD 表示(1) 《テストモードへの移行》「4.16 テストモードへの移行手順」37 ページを参照し、手順に従って操作してください。

※現在の液位や設定によって表示の数値は異なります。
(2)《LCD 表示テスト》
UP キーを 2 回押してください。

「LCd」が点滅します。

(3)

ENT キーを 1 回押してください。

LCD が全点灯します。その後、LCD の各セグメントが自動で順次点灯します。

(4)《LCD 表示テストの終了》
MODE キーを 1 回押してください。

LCD 表示テストが停止し、再び「LCd」が点滅します。

(5)《計測モードへの復帰》「4.17 テストモードの終了手順」38 ページを参照
し、手順に従って操作してください。

- 43 -

5.トラブル時の対処
5.1
計測状態やエラーなどの表示
名称
LCD 表示E
エンプティ

説明
プローブに液が触れていないときや、液面が下部不感帯内にあり検出できないときに表示されます。
出力はプローブ先端に相当する電流値※です。

LoE
エルオーイー

液面からの反射波が減衰して液面を検出できないなど、計測に異常が発生したときに表示されます。
出力は P-71 フェイルセーフモードで設定された値です。

Er03
エラー03

パラメータの P-01 ゼロ点と P-02 スパン点が近すぎる（50mm未満）場合に表示されます。P-01 ゼロ点または P-02 スパン点の設定値を変更してください。

Er99
エラー99

センサが正常起動できない場合や、異常が発生している場合に表示されます。
出力は P-71 フェイルセーフモードで設定された値です。

M3
エム 3

調整モード「M3」は、弊社が使用するメンテナンスモードです。
調整モード「M3」が表示された場合は、MODE キーと DOWN キー
を 2 秒以上長押して計測モードに復帰してください。

ER
エラー

調整データ保存時に異常があった場合は、パラメータ表示部に「ER」が点灯します。
一度電源を切断、再投入してください。
それでも「ER」が点灯したままの場合は、弊社営業窓口までお問い合わせください。
※

3.8 [mA] ～ 20.5 [mA]の範囲外の場合は 3.8 [mA]または 20.5 [mA]で制限がかかります。

- 44 -

5.2

トラブルシューティング

電源を投入したが、LCD が点灯しない。
主な原因
結線に誤りがある。

電源容量が足りない。
センサが破損している。

対処方法
・ 電圧計を使用して、センサ端子台の＋－間に 24[V] DC ±10 [%]が供給されていることを確認してください。
・ 本センサの消費電力は約 2.0 [W]です。
電源を変更して確認してください。
・ 弊社営業窓口までお問い合わせください。

参考箇所「3 結線」7 ページ

調整開始時に LCD の「OP」が点灯していない。
主な原因
意図せずキーを押した。
または、前回のパラメー
タ変更時に設定値を保存していない。
電源容量が足りない。
センサが破損している。

対処方法
・ パラメータ変更内容が明らかな場合は保存を実行してください。不明な場合はキャン
セルして再度調整をおこなってください。
・ パラメータ変更内容を保存しない場合はセンサの再起動でも解消できます。
・ 本センサの消費電力は約 2.0 [W]です。
電源を変更して確認してください。
・ LCD 表示テストを実施してください。LCD 表
示テスト中にも「OP」が点灯しない場合はセンサが破損している可能性がありますので 弊 社 営業 窓 口ま でお 問 い合 わ せく ださい。

参考箇所「 4.8 調整データの保存手
順」22 ページ「 4.9 パラメータ変更のキャンセル操作手順」23 ページ「4.20 LCD 表示テスト操作
手順」43 ページ

接液していないが、何かを検出している。
主な原因
不要波が発生している。

対処方法
・ プローブがタンク側壁や構造物に接触していないことを確認してください。
・ P-88 不要波除去（液あり）または P-89 不要波除去（液なし）を実行してください。
・ 台 管 の 径や 高 さが 適切 か 確認 し てく ださい。
・ タ ン ク 内へ の 台管 の突 き 出し を 切除 し、
P-88 不要波除去（液あり）または P-89 不要波除去（液なし）を実行してください。

- 45 -

参考箇所「4.13 不要波除去（液あり）
設定手順」31 ページ「4.14 不要波除去（液なし）
設定手順」33 ページ

接液しているが、「E」が表示される。
主な原因
液体の比誘電率が低い。

対処方法
・ P-80 感度の設定を Hi に変更してください。

参考箇所「4.12 感度設定手順」29 ページ「LoE」が表示される。
主な原因
液体の比誘電率が低い。

対処方法
・ P-80 感度の設定を Hi に変更してください。

泡が発生している。

・ 厚い泡の層がある場合、反射波が減衰して液面を検出できない場合があります。P-80
感度の設定を Hi に変更してください。解消
しない場合は投入位置を下げる、消泡剤を添加するなど、泡の発生を抑える対策をおこなってください。
・ P-81 プローブ長の設定値と実際の長さの差
異は±10 [mm]以下に設定してください。
・ 液面がブランキング範囲に入ると、液面を検出できなくなり、液面反射の候補がなくなる場合があります。ブランキング範囲を狭めるか、液面がブランキング範囲内に入らないよう制御してください。

プローブ長の設定が実際と大きく異なる。
ブランキング範囲内に液
面がある。

参考箇所
「4.12 感度設定手順」29 ページ「4.12 感度設定手順」29 ページ「4.2 クイック設定手順」12ページ「4.10 ブランキング設定手順」24 ページ

指示値がふらつく。
主な原因
液体の比誘電率が低い。

対処方法
・ P-80 の感度設定を Hi に変更してください。

ゼロ点・スパン点の設定
範囲が狭すぎる。
プローブが側壁などの構造物に近すぎる。または
接触している。
ウエイトとタンクが短絡・絶縁を繰り返し、安定していない。
波立ちが激しい。

・ P-01 および P-02 の設定値を確認してくだ
さい。
・ センサの取り付け方法や位置を確認してください。

ゼロ点出力電流値・スパン点出力電流値の設定範
囲が狭すぎる。

・ ウエイトの固定方法を変更し、短絡・絶縁のいずれかで安定させてください。
・ P-98 の平均化時間を長く設定してください。
・ P-03 および P-04 の設定値を確認してください。

- 46 -

参考箇所「4.12 感度設定手順」29 ページ「4.2 クイック設定手順」12ページ「4.2 クイック設定手順」12
ページ「2 据付」2 ページ

指示値がハンチングする。
主な原因
ゼロ点・スパン点の設定
範囲が狭すぎる。
ゼロ点出力電流値・スパン点出力電流値の設定範
囲が狭すぎる。
不要波が発生している。

泡が発生している。

プローブが側壁などの構造物に近すぎる。または
接触している。
ウエイトとタンクが短絡・絶縁を繰り返し、安定していない。
投入中の測定液がプローブに接触している。

対処方法
・ P-01 および P-02 の設定値を確認してくだ
さい。
・ P-03 および P-04 の設定値を確認してくだ
さい。

参考箇所

・ P-88 不要波除去（液あり）または P-89 不要波除去（液なし）を実行してください。
・ 台 管の 径や高 さが 適切か 確認し てく ださい。
・ タ ンク 内への 台管 の突き 出しを 切除 し、
P-88 不要波除去（液あり）または P-89 不要波除去（液なし）を実行してください。
・ 頻発する場合は P-56 ブランキングをおこなってください。
・ 厚い泡の層がある場合、泡面での反射と液面での反射を交互に検出してハンチングする場合があります。投入位置を下げる、消泡剤を添加するなど、泡の発生を抑える対策をおこなってください。
・ センサの取り付け方法や位置を変更してください。

「4.13 不要波除去（液あり）
設定手順」31 ページ「4.14 不要波除去（液なし）
設定手順」33 ページ

・ ウエイトの固定方法を変更し、短絡・絶縁のいずれかで安定させてください。

「2 据付」2 ページ

・ センサの取り付け位置や投入口の位置を変更するなどの対策をおこなってください。

「2 据付」2 ページ

対処方法
・ P-01 および P-02 の設定値を確認してくだ
さい。
・ P-03 および P-04 の設定値を確認してくだ
さい。

参考箇所
「4.2 クイック設定手順」12ページ「4.2 クイック設定手順」12
ページ

・ P-88 不要波除去（液あり）または P-89 不要波除去（液なし）を実行してください。
・ 台 管 の径 や 高さ が適 切か 確 認し てく ださい。
・ タ ン ク内 へ の台 管の 突き 出 しを 切除 し、
P-88 不要波除去（液あり）または P-89 不要波除去（液なし）を実行してください。

「4.13 不要波除去（液あり）
設定手順」31 ページ「4.14 不要波除去（液なし）
設定手順」33 ページ「2 据付」2 ページ

直線性が悪い。
主な原因
ゼロ点・スパン点の設定
範囲が狭すぎる。
ゼロ点出力電流値・スパン点出力電流値の設定範
囲が狭すぎる。
不要波が発生している。

- 47 -

LCD の表示値と出力電流値が一致しない。
主な原因
結線に誤りがある。

負荷抵抗が大きすぎる。

表示値のオフセット設定をおこなっている。

対処方法
・ センサ端子台の－と S を反対に接続していないか確認してください。
・ 電圧計を使用して、センサ端子台の＋－間に 24[V] DC ±10[％]が供給されていることを確認してください。
・ センサ端子台の出力信号端子（S）から配線を外し、電流計を繋いで出力を確認してください。このとき正常に出力される場合は負荷抵抗を小さくしてください。
・ P-35 オフセット選択および P-36 オフセッ
ト値を確認してください。オフセットが不要であれば無効にしてください。

参考箇所「3 結線」7 ページ「4.19 模擬出力 (mA) 操作
手順」41 ページ

液面の位置と指示値が一致しない。
（液面が移動しても指示値は追従しない）
主な原因
不要波が発生している。

液体の比誘電率が低い。
泡が発生している。

対処方法
・ 指示値が実際の液面より上で変動しない場
合は P-88 不要波除去（液あり）または P-89
不要波除去（液なし）を実行してください。
・ 台 管の 径や高 さが 適切か 確認し てく ださい。
・ タ ンク 内への 台管 の突き 出しを 切除 し、
P-88 不要波除去（液あり）または P-89 不要波除去（液なし）を実行してください。
・ 頻発する場合は P-56 ブランキングをおこなってください。
・ P-80 の感度設定を Hi に変更してください。
・ 本センサは通常、泡の下の液面を検出します。泡がオーバーフローを起こすなど問題が発生している場合は、投入位置を下げる、消泡剤を添加するなど、泡の発生を抑える対策をおこなってください。

- 48 -

参考箇所「4.13 不要波除去（液あり）
設定手順」31 ページ「4.14 不要波除去（液なし）
設定手順」33 ページ「4.12 感度設定手順」29 ページ液面の位置と指示値が一致しない。
（液面が移動すると指示値は追従する）
主な原因
ゼロ点・スパン点の設定に誤りがある。

泡が発生している。

測定液の比誘電率が低い。

オフセット設定をおこなっている。
ブランキング範囲内に液
面がある。

対処方法
・ センサの計測基準位置からゼロ点およびス
パン点までの距離と、P-01 および P-02 の設定値が一致していることを確認してください。
・ 本センサは通常、泡の下の液面を検出します。泡がオーバーフローを起こすなど問題が発生している場合は、投入位置を下げる、消泡剤を添加するなど、泡の発生を抑える対策をおこなってください。
・ 測定液の比誘電率が低い場合、取付条件によってはオフセット誤差が大きくなる場合があります。P-35 オフセット選択で ALL を選択してください。計測基準位置から 300mm
以上かつ、プローブ先端から 200mm 以上離れた位置での誤差を確認し、P-36 オフセッ
ト値に入力して補正してください。
・ P-35 オフセット選択および P-36 オフセッ
ト値を確認してください。オフセットが不要であれば無効にしてください。
・ 液面がブランキング範囲に入ると、液面を検出できなくなり、多重反射を計測する場
合があります。このとき指示は液面までの距離の整数倍を示します。ブランキング範囲を狭めるか、液面がブランキング範囲内に入らないよう制御してください。

参考箇所「4.2 クイック設定手順」12ページ「4.4 調整パラメータ」16 ページ「4.4 調整パラメータ」16 ページ「4.10 ブランキング設定手順」24 ページ「Er99」が表示される。
主な原因
電源容量が足りない。
センサが破損している。

対処方法
・ 本センサの消費電力は約 2.0 [W]です。
電源を変更して確認してください。
・ 弊社営業窓口までお問い合わせください。

- 49 -

参考箇所

6.パラメータリスト
パラメータを設定する際の書き込み用紙として使用してください。
パラメータの詳細内容は「4.4 調整パラメータ」16 ページおよび「4.5 テストパラメータ」19 ページを参照してください。
P-No.

パラメータ項目

初期値

単位

P-01
P-02
P-03
P-04
P-06
P-35
P-36
P-56
P-70
P-71
P-80
P-81
P-82
P-83
P-84
P-88
P-89

ゼロ点
スパン点
ゼロ点出力電流値
スパン点出力電流値
表示単位
オフセット選択
オフセット値
ブランキング
フェイルセーフタイマ
フェイルセーフモード
感度
プローブ長
形式選択
伝搬係数
伝搬切片
不要波除去（液あり）
不要波除去（液なし）

4000
0
4.00
20.00
[mm]
non
0
0
60
HoLd
Lo
4000
※
※
※
run

[mm]
[mm]
[mA]
[mA]
[mm]
[mm]
[sec.]
[mm]
[mm]
[mm]
-

P-98

平均化時間

1

[sec.]

P-99
t1
t2
LCd

初期化
模擬出力（mm, %）模擬出力（mA）
LCD 表示テスト

1999
-

P-06
[mA]
-

設定値

入力値

-999 ～ 9999
-999 ～ 9999
3.80 ～ 20.50
3.80 ～ 20.50[mm], [%]
non, diSP, ALL-999 ～ 9999
0 ～ 4000
1 ～ 5400
Hi, Lo, HoLd
Hi, Lo300 ～ 4000
0.900 ～ 1.000-200 ～ 200
300 ～ 40000(平均化なし), 1, 2,3, 4,
5, 10, 20, 30, 60, 120, 180
1965-999 ～ 9999
3.80 ～ 20.50※- 50 -

形式により異なる

－ メモ －

- 51 -

－ メモ －

- 52 -