ご注文の際には、次の事項をご連絡ください。

PROCESS AUTOMATION

打ち合わせ仕様書/発注仕様書

寸法

全幅セキ、パーシャル・フリューム

示状
キその他

90°
三角セキ、四角セキ

表形

セ

JIS規格

60°
三角セキ
(① m 3/min)

アナログ出力水位・流量出（② m 3/h）
Hz

（センサ形式

XRS5（フランジ取付の場合

サイズ（）注) センサ取付高さ

（）

No.2

キャリブレータの有無

有(設定値の変更可能) 無(変更不可能)

No.3

最大流量（）

最大水位（））XPS10（RyNo）

力

リレー接点出力(超音波式開水路流量計)

LUT430/LUT440 システム

4〜20mA、又は0〜20mA、2点電源接）
V AC

②積算値

③ 水位単位

パーマ・ボウラス・フリューム(下図をご参照ください。
)① 流量種類

※

動作値

接点機能

No.1

続さらに進化した。高精度なセキ流量計測を実現！

注).センサ表面から流量「ゼロ」時点の液面までの寸法値。
※接点機能 : ①流量警報(m3/hなど)、②積算パルス接点(m3毎など)、③水位警報、④給排水制御、⑤異常警報(LOE)、⑥温度警報、⑦水位変化速度警報、⑧サンプラー(定時間隔動作接点、2時間毎など)。

セキの構造類

直角三角セキ四45° 45°

B=0.5〜1.2m
h=B/3以下

D=0.1〜0.75m

幅セキB

B=0.5〜6.3m b=0.15〜5.0m
D=0.15〜3.5m bD/B2≧0.06

B≧0.5m
D=0.3〜2.5m

h=30mm〜450 bmm
ただしbはメートル単位

h=30mm〜Dmm ただしhは( 800mm以下 )ただしh≦B/4

h=70〜260mm

水頭範囲

全BB

寸法制限

キD状セb

D形角D

種取得防爆規格
国内規格

産業安全技術協会より防爆検定合格

樹脂充塡防爆構造 Ex mb ⅡC T4 Gb(型式検定合格番号)●XPS10超音波センサ…第TC22313X号

海外規格

本質安全防爆構造

ATEX

CSA

●XPS10Ⅱ 2GD Ex mb ⅡC T4 Gb
Ex tb ⅢC T135℃ Db Ta=−40℃ to ＋95℃
●XRS5
Ⅱ 2GD Ex mb ⅡC T6 Gb Ta=−20℃ to ＋65℃
Ex tb ⅢC T85℃ Db●XPS10ClassⅠ, Div.1, Groups A,B,C,D
ClassⅡ, Div.1, Groups E,F,G●XRS5ClassⅠ, Div.2, Groups A,B,C,D
ClassⅡ, Div.1, Groups E,F,G

IECEx ●XPS10FM

Ex mb ⅡC T4 Gb
Ex tb ⅢC T135℃ Db Ta=−40℃ to ＋95℃●XRS5
Ex mb ⅡC T6 Gb
Ex tb ⅢC T85℃ Db Ta=−20℃ to ＋65℃

●XPS10ClassⅠ, Div.2, Groups A,B,C,D
ClassⅡ, Div.1, Groups E,F,G●XRS5ClassⅠ, Zone1, Group ⅡC, T6 Ta=65℃
ClassⅡ/Ⅲ, Div.1, Groups E,F,G, T6 Ta=60℃

製品改良のため、おことわりなく仕様変更することがありますのでご了承ください。
製造元

取扱店

発売元

大阪本社営業部 / 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町15-29
TEL.06-6386-8141㈹ FAX.06-6386-8140
東京本社営業部 / 〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸67
TEL.03-5835-3311㈹ FAX.03-5835-3316
名 古 屋 営 業 所 / 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17
TEL.052-731-5751㈹ FAX.052-731-5780
九 州 営 業 所 / 〒802-0001 北九州市小倉北区浅野2-14-1
TEL.093-521-9830㈹ FAX.093-521-9834

2020. 10. 1,000

ノーケンホームページ http://www.nohken.com/▲▲▲

http://www.nohken.com/

CAT. NO. 949B

超音波式開水路流量計■標準仕様/外形寸法(コントロールユニット)名

超音波式開水路流量計 コントロールユニット
144
LCD表示部

22

主 な 用 途形

設定値は電源OFF時にも消失しません。

センサ接 続 数■ 水位警報が設定可能

電※1

43kHz

43kHz

ビ ー ム 角 度

10°

12°

最 大 計 測 長5m10m

不感帯0.3m0.3m

使 用 温 度

−20〜＋65℃−40〜＋95℃

材質

PVDF/CSMPVDF

取付

1NPT

1NPT

質

量

約1.2 kg

約0.7 kg

構造

IP 66 / IP 68

IP 66 / IP 68

注).最大計測長および不感帯は測定条件によって変化する場合があります。

※4測 単 位

構

L/S
（ℓ/s）
、L/MIN（ℓ/min）、CUM/H（m3/h）、CUM/D（m3/day）
セキ式；1.08〜40260 m3/h、 パーシャル・
フリューム；0.2〜305 km3/h
AC電源仕様 : 36VA Max. ／ DC電源仕様 : 10W Max.

造

IP 65 / NEMA 4X

ケース 材 質

ポリカーボネート

ケ ー ブ ル

超音波センサ : 2心シールドケーブル（推奨 : CVVS,1.25mm2）／アナログ出力 : シールドケーブル（0.75mm2以上）

分 離 距 離360m Max.
（センサとコントロールユニット間）

量

約 1.3 kg

コミュニケーションHART 7.0

温度センサケーブル

3/4 -14NPT
シールド

1-11.5NPT形

2×φ4穴

使用 温度（φ86）

XMシリーズフランジ

超音波センサ■ 標準仕様（φ86）

φ148（89）

端子ボックス

六角対辺 27（φ7.5）

1-11.5NPT

XGシリーズ（φ6）

3/4 -14NPT（φ7.5）

オプション式

端子ボックス
フランジ

超音波センサ（φ9）

TS-4

端子ボックスABS（カバー含む）

端子ボックスABS（カバー含む）−40〜＋100℃

電線投入口

G 3/4 相当

電線投入口

G 3/4 相当

フランジ

材質；PVCJIS 10K 100A 相当
JIS 10K 150A 相当

フランジ

材質；PVCJIS 10K 100A 相当
JIS 10K 150A 相当

材

質

取付

質

量

約0.5kg

構造

IP 58相当

接続ケーブルφ148（89）（130）■ 外形寸法黒シールド

5V 10mA DC（SPST、SPDT共）

マルチグラフィックLCD（バックライト付）、流量計測値、計測状態、反射波形、トレンドグラフなどの表示

（86）

白176

3点（SPST : 2点、SPDT : 1点）（200 / 700）

白600Ω Max.
（アクティブモード）、750Ω Max.
（パッシブモード、24V DC供給時）

SPST ; 250V 5A AC（抵抗負荷）、
30V 3A DC ／ SPDT ; 250V 1A AC（抵抗負荷）、
30V 3A DC（4m）

XPS10波アナログ出力 ; 1点 4〜20mA DC（アイソレーション出力）※3

温度補償用センサ（オプション）
XPS10

超音波式レベル計 センサ数周

接点入力 ; 2点（10V DC未満にてL、10〜50V DCにてH）

消 費 電 力

警報出力

XRS5

XPS10

XRS51mm（※2 計測距離 ; 3m以内）[接続センサ ; XRS5、
温度センサ ; TS-4使用、パルス幅（パラメータ 2.1.8, 2.1.9）100μs設定時]※6 流 量 レ ン ジ（122）式±0.1 % F.S.または、2mm以内（どちらかの最大値）※1. IEC60770-1準拠の計測条件にて。
（温度 : ＋15〜＋25℃、湿度 : 45〜75%R.H.、圧力 : 86〜106kPa A）※2. 超音波放射面から計測面までの距離を示します。
※3. アクティブモードとパッシブモードは結線にて選択。
※4. 本体リレーは接点部に金メッキを施しているため、通常負荷で使用した後に微少負荷で使用できない場合があります。
※5. 計測単位は、任意の流量単位を表示させることが可能です。
※6. 流量レンジは使用する水路によります。また、任意の流量レンジに設定することが可能です。

（4m）

名形

能

最 大 定 格質（127）

品

XRS5

レベル値にて±1mm（ ※2 計測距離 ; 3m以内）[接続センサ ; XRS5、温度センサ ; TS-4使用時]

リレー接点出力※5 計■ 外形寸法（超音波センサ）

黒解±（1mm＋ ※2 計測距離の0.17%）（130）

超音波センサ分度

表 示 方 法

連続出力

三角セキ

精負 荷 抵 抗

コントロール
ユニット

設定流量、設定積算値などを直接数値（実際の数値）で入力するだけで確実に動作します。
（複雑な調整・換算は不要）

オプション対応可能（10〜23V DC／ ヒューズ : 5×20mm Slow Blow、1.6A 125V）

入 力 信 号センサ

■ 取り扱いが簡単

DC

最 小 定 格超音波式開水路流量計はセンサとコントロールユニットで構成されます。センサから超音波パルスを発信・受信し、セキ上流の液面レベルを計測します。
JIS B8302に従ったセキ形状であれば、セキ上流の液面
nn:べき指数)レベルHと流量Qの間にQ=KH (K:流量係数、の関係が成り立ちます。
コントロールユニットは前記の関係により液面レベルを流量に換算し、流量積算も同時に行います。

超音波ビーム100〜230V AC±15％（50/60Hz）／ ヒューズ : 5×20mm Slow Blow、0.25A 250V

（86）

流量計に必要な流量・積算などの表示・連続出力信号・リレー接点をコンパクトなコントロールユニットにすべて標準装備しています。

源

1点AC

（200）

■ すべての機能を一体化

LUT440−20〜＋50℃（ただし、結露なきこと）（136）

USBケーブルでパソコンにデータが簡単に取り出せるロギング機能を搭載しています。

高精度開水路流量計

LUT430出 力 信 号

動作原理

■ データロギング機能を標準装備■ 標準仕様（超音波センサ）※1

3個のリレーを積算流量警報（積算パルス接点）、水位警報、異常警報、温度警報および定時間隔動作接点、供給・排水制御接点などに振り分けることができます。

汚泥などの付着物や酸・アルカリなどの影響を受けません。
消耗部がないため、メンテナンスは不要です。

開水路流量計式

使 用 温 度

■ リレー警報機能が豊富■ 超音波計測による非接触方式

189

（136）

流量、積算値以外に水位レベルに対する警報出力が可能なため、セキの切り欠き位置を越えた上下限警報の設定が可能です。
パーシャル・フリューム
流量計測例

167

（9）

センサの破損、受信異常、ケーブル断線・短絡などはエラーメッセージと警報出力により確認できます。また、異常時の動作状態を設定することが可能です。

■ バックアップ・メモリ搭載

三角セキ
流量計測例

（DINレール取付）（ノックアウト方式）

（120）
（30）

（146）

■ 異常時の対策が取られている

そ の 他 : パーマ・ボーラス・フリューム

電線投入口
（3ヶ所）

34 34

198

超音波式開水路流量計・LUT430システム（標準タイプ）およびLUT440システム（高精度タイプ）は、下水道システムおよび下水処理場の流出・流入量計測や雨水量・地下浸透水の調査や発電所の水路、工場の各種排水・処理水などの流量計測に最適です。

JIS規格 : 三角セキ、四角セキ、全幅セキ、パーシャル・フリューム

4×φ9穴
取付用穴

144

あらゆる形状のセキ流量を高精度計測■ 適用水路形状が豊富

取付プレート

10

LUT430/LUT440 システム

品

ETFE
3/4 NPT

2心シールドケーブル（0.75mm2以上、推奨 CVVSまたはMVVS）

L寸法

200 mm（センサ含む）接続可能センサ・XRS5 ・XPS10

L寸法

200 / 700 mm（センサ含む）接続可能センサ・XRS5 ・XPS10※ PVC端子ボックスも製作可能です。

超音波式開水路流量計■標準仕様/外形寸法(コントロールユニット)名

超音波式開水路流量計 コントロールユニット
144
LCD表示部

22

主 な 用 途形

設定値は電源OFF時にも消失しません。

センサ接 続 数■ 水位警報が設定可能

電※143kHz

43kHz

ビ ー ム 角 度

10°

12°

最 大 計 測 長

5m

10m

不感帯

0.3m

0.3m

使 用 温 度

−20〜＋65℃−40〜＋95℃

材質

PVDF/CSM

PVDF

取付1NPT

1NPT質

量

約1.2 kg

約0.7 kg

構造

IP 66 / IP 68

IP 66 / IP 68

注).最大計測長および不感帯は測定条件によって変化する場合があります。

※4

測 単 位

構

L/S（ℓ/s）、L/MIN（ℓ/min）、CUM/H（m3/h）、CUM/D（m3/day）
セキ式；1.08〜40260 m3/h、 パーシャル・フリューム；0.2〜305 km3/h
AC電源仕様 : 36VA Max. ／ DC電源仕様 : 10W Max.

造

IP 65 / NEMA 4X

ケース 材 質

ポリカーボネート

ケ ー ブ ル

超音波センサ : 2心シールドケーブル（推奨 : CVVS,1.25mm2）／アナログ出力 : シールドケーブル（0.75mm2以上）

分 離 距 離360m Max.
（センサとコントロールユニット間）

量

約 1.3 kg

コミュニケーション

HART 7.0

温度センサケーブル

3/4 -14NPT
シールド

1-11.5NPT形

2×φ4穴

使用 温度

（φ86）

XMシリーズフランジ

超音波センサ■ 標準仕様（φ86）

φ148（89）

端子ボックス

六角対辺 27（φ7.5）

1-11.5NPT

XGシリーズ（φ6）

3/4 -14NPT（φ7.5）

オプション

式端子ボックス
フランジ

超音波センサ（φ9）

TS-4

端子ボックスABS（カバー含む）端子ボックスABS（カバー含む）−40〜＋100℃

電線投入口

G 3/4 相当

電線投入口

G 3/4 相当

フランジ

材質；PVCJIS 10K 100A 相当
JIS 10K 150A 相当

フランジ

材質；PVCJIS 10K 100A 相当
JIS 10K 150A 相当

材

質

取付

質

量

約0.5kg

構造

IP 58相当

接続ケーブルφ148（89）（130）■ 外形寸法黒シールド

5V 10mA DC（SPST、SPDT共）

マルチグラフィックLCD（バックライト付）、流量計測値、計測状態、反射波形、トレンドグラフなどの表示

（86）

白176

3点（SPST : 2点、SPDT : 1点）（200 / 700）

白600Ω Max.
（アクティブモード）、750Ω Max.
（パッシブモード、24V DC供給時）

SPST ; 250V 5A AC（抵抗負荷）、
30V 3A DC ／ SPDT ; 250V 1A AC（抵抗負荷）、
30V 3A DC（4m）

XPS10波アナログ出力 ; 1点 4〜20mA DC（アイソレーション出力）※3

温度補償用センサ（オプション）
XPS10

超音波式レベル計 センサ

数周

接点入力 ; 2点（10V DC未満にてL、10〜50V DCにてH）

消 費 電 力

警報出力

XRS5

XPS10

XRS51mm（※2 計測距離 ; 3m以内）[接続センサ ; XRS5、
温度センサ ; TS-4使用、パルス幅（パラメータ 2.1.8, 2.1.9）100μs設定時]※6 流 量 レ ン ジ（122）式±0.1 % F.S.または、2mm以内（どちらかの最大値）※1. IEC60770-1準拠の計測条件にて。
（温度 : ＋15〜＋25℃、湿度 : 45〜75%R.H.、圧力 : 86〜106kPa A）※2. 超音波放射面から計測面までの距離を示します。
※3. アクティブモードとパッシブモードは結線にて選択。
※4. 本体リレーは接点部に金メッキを施しているため、通常負荷で使用した後に微少負荷で使用できない場合があります。
※5. 計測単位は、任意の流量単位を表示させることが可能です。
※6. 流量レンジは使用する水路によります。また、任意の流量レンジに設定することが可能です。

（4m）

名形

能

最 大 定 格質（127）

品

XRS5

レベル値にて±1mm（ ※2 計測距離 ; 3m以内）[接続センサ ; XRS5、温度センサ ; TS-4使用時]

リレー接点出力※5 計■ 外形寸法（超音波センサ）

黒解±（1mm＋ ※2 計測距離の0.17%）（130）

超音波センサ分度

表 示 方 法

連続出力

三角セキ

精

負 荷 抵 抗コントロール
ユニット

設定流量、設定積算値などを直接数値（実際の数値）で入力するだけで確実に動作します。
（複雑な調整・換算は不要）

オプション対応可能（10〜23V DC／ ヒューズ : 5×20mm Slow Blow、1.6A 125V）

入 力 信 号センサ

■ 取り扱いが簡単

DC

最 小 定 格超音波式開水路流量計はセンサとコントロールユニットで構成されます。センサから超音波パルスを発信・受信し、セキ上流の液面レベルを計測します。
JIS B8302に従ったセキ形状であれば、セキ上流の液面
nn:べき指数)レベルHと流量Qの間にQ=KH (K:流量係数、の関係が成り立ちます。
コントロールユニットは前記の関係により液面レベルを流量に換算し、流量積算も同時に行います。

超音波ビーム100〜230V AC±15％（50/60Hz）／ ヒューズ : 5×20mm Slow Blow、0.25A 250V

（86）

流量計に必要な流量・積算などの表示・連続出力信号・リレー接点をコンパクトなコントロールユニットにすべて標準装備しています。

源

1点AC

（200）

■ すべての機能を一体化

LUT440−20〜＋50℃（ただし、結露なきこと）（136）

USBケーブルでパソコンにデータが簡単に取り出せるロギング機能を搭載しています。

高精度開水路流量計

LUT430出 力 信 号

動作原理

■ データロギング機能を標準装備■ 標準仕様（超音波センサ）※13個のリレーを積算流量警報（積算パルス接点）、水位警報、異常警報、温度警報および定時間隔動作接点、供給・排水制御接点などに振り分けることができます。

汚泥などの付着物や酸・アルカリなどの影響を受けません。
消耗部がないため、メンテナンスは不要です。

開水路流量計式

使 用 温 度

■ リレー警報機能が豊富■ 超音波計測による非接触方式189（136）

流量、積算値以外に水位レベルに対する警報出力が可能なため、セキの切り欠き位置を越えた上下限警報の設定が可能です。
パーシャル・フリューム
流量計測例

167

（9）

センサの破損、受信異常、ケーブル断線・短絡などはエラーメッセージと警報出力により確認できます。また、異常時の動作状態を設定することが可能です。

■ バックアップ・メモリ搭載

三角セキ
流量計測例

（DINレール取付）（ノックアウト方式）

（120）
（30）

（146）

■ 異常時の対策が取られている

そ の 他 : パーマ・ボーラス・フリューム

電線投入口
（3ヶ所）

34 34

198

超音波式開水路流量計・LUT430システム（標準タイプ）およびLUT440システム（高精度タイプ）は、下水道システムおよび下水処理場の流出・流入量計測や雨水量・地下浸透水の調査や発電所の水路、工場の各種排水・処理水などの流量計測に最適です。

JIS規格 : 三角セキ、四角セキ、全幅セキ、パーシャル・フリューム

4×φ9穴
取付用穴

144

あらゆる形状のセキ流量を高精度計測■ 適用水路形状が豊富

取付プレート

10

LUT430/LUT440 システム

品

ETFE
3/4 NPT

2心シールドケーブル（0.75mm2以上、推奨 CVVSまたはMVVS）

L寸法

200 mm（センサ含む）接続可能センサ・XRS5 ・XPS10

L寸法

200 / 700 mm（センサ含む）接続可能センサ・XRS5 ・XPS10※ PVC端子ボックスも製作可能です。

ご注文の際には、次の事項をご連絡ください。

PROCESS AUTOMATION

打ち合わせ仕様書/発注仕様書

寸法

全幅セキ、パーシャル・フリューム

示状
キ

その他

90°
三角セキ、四角セキ

表形

セ

JIS規格

60°
三角セキ
(① m 3/min)

アナログ出力水位・流量

出（② m 3/h）Hz（センサ形式

XRS5（フランジ取付の場合

サイズ（）注) センサ取付高さ

（）

No.2

キャリブレータの有無

有(設定値の変更可能) 無(変更不可能)

No.3

最大流量（）

最大水位（））XPS10（RyNo）

力

リレー接点出力(超音波式開水路流量計)

LUT430/LUT440 システム

4〜20mA、又は0〜20mA、2点電源接）
V AC

②積算値

③ 水位単位

パーマ・ボウラス・フリューム(下図をご参照ください。
)① 流量種類

※動作値

接点機能

No.1

続さらに進化した。高精度なセキ流量計測を実現！

注).センサ表面から流量「ゼロ」時点の液面までの寸法値。
※接点機能 : ①流量警報(m3/hなど)、②積算パルス接点(m3毎など)、③水位警報、④給排水制御、⑤異常警報(LOE)、⑥温度警報、⑦水位変化速度警報、⑧サンプラー(定時間隔動作接点、2時間毎など)。

セキの構造類

直角三角セキ四45° 45°

B=0.5〜1.2m
h=B/3以下

D=0.1〜0.75m

幅セキB

B=0.5〜6.3m b=0.15〜5.0m
D=0.15〜3.5m bD/B2≧0.06

B≧0.5m
D=0.3〜2.5m

h=30mm〜450 bmm
ただしbはメートル単位

h=30mm〜Dmm ただしhは( 800mm以下 )ただしh≦B/4

h=70〜260mm

水頭範囲

全B

B

寸法制限

キD状セb

D形角D

種取得防爆規格
国内規格

産業安全技術協会より防爆検定合格

樹脂充塡防爆構造 Ex mb ⅡC T4 Gb(型式検定合格番号)●XPS10超音波センサ…第TC22313X号

海外規格

本質安全防爆構造

ATEX

CSA

●XPS10Ⅱ 2GD Ex mb ⅡC T4 Gb
Ex tb ⅢC T135℃ Db Ta=−40℃ to ＋95℃
●XRS5
Ⅱ 2GD Ex mb ⅡC T6 Gb Ta=−20℃ to ＋65℃
Ex tb ⅢC T85℃ Db●XPS10ClassⅠ, Div.1, Groups A,B,C,D
ClassⅡ, Div.1, Groups E,F,G●XRS5ClassⅠ, Div.2, Groups A,B,C,D
ClassⅡ, Div.1, Groups E,F,GIECEx ●XPS10FM

Ex mb ⅡC T4 Gb
Ex tb ⅢC T135℃ Db Ta=−40℃ to ＋95℃
●XRS5
Ex mb ⅡC T6 Gb
Ex tb ⅢC T85℃ Db Ta=−20℃ to ＋65℃

●XPS10ClassⅠ, Div.2, Groups A,B,C,D
ClassⅡ, Div.1, Groups E,F,G●XRS5ClassⅠ, Zone1, Group ⅡC, T6 Ta=65℃
ClassⅡ/Ⅲ, Div.1, Groups E,F,G, T6 Ta=60℃

製品改良のため、おことわりなく仕様変更することがありますのでご了承ください。
製造元

取扱店

発売元

大阪本社営業部 / 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町15-29
TEL.06-6386-8141㈹ FAX.06-6386-8140
東京本社営業部 / 〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸67
TEL.03-5835-3311㈹ FAX.03-5835-3316
名 古 屋 営 業 所 / 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17
TEL.052-731-5751㈹ FAX.052-731-5780
九 州 営 業 所 / 〒802-0001 北九州市小倉北区浅野2-14-1
TEL.093-521-9830㈹ FAX.093-521-9834

2020. 10. 1,000

ノーケンホームページ http://www.nohken.com/▲▲▲

http://www.nohken.com/

CAT. NO. 949B