〒193-0821 東京都八王子市川町 838-3

TEL042-659-1315 FAX042-659-1316〒483-8332 愛知県江南市飛高町門野 224 TEL0587-58-6728 FAX0587-58-6729
E-mail : info@leaktester.co.jp

URL : http://wwwleaktester.co.jp

ＮＡＫＫ CO．
，ＬＴＤ.

押し込み試験機

ＮＰ－１００

小スペースな場所に設置可能です。

20KN

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示器 ：破壊荷重をピークホ

670ールドします。

50KN

アタッチメント：各種ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄに対応680します。

100KN
750

手動ジャッキ ：手動にてジャッキＵＰ

250
500

ボルト、ナットの溶接強度試験最適！！
仕様 荷重

２０ｋN、５０ｋN、１００ｋN から選択

電源

ＡＣ－１００Ｖ５０/６０ＨＺ（ＡＣ－２２０Ｖ）←プラグ形状ご指示下さい。

ストローク２０ｋN：１１０mm ５０ｋN：１１５mm １００ｋN：１３０mm

重１４０ｋｇ量ロードセル/表示部
非直線性・・・・0.3％R.O. ヒステリシス・・・・0.3%.R.O.
繰返し性・・・・0.1%R.O. サンプリング速度・・12.5 回/秒
使用温度範囲・・０～５０℃ 消費電力・・・・・・7VA max
ディスプレイ

７セグメント赤色ＬＥＤ4 桁スイッチ

PEAK HOLD・・最大値保持します。 POWER・・電源
ZERO・・・・・任意のﾀｲﾐﾝｸﾞで表示ゼロにします。
RESET ・・・・検査終了後表示をリセットします。

アタッチメント

標準仕様はＭ６、Ｍ８、Ｍ１０用３個付属となります。

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ上部からﾛｰﾄﾞｾﾙのｸﾘｱﾗﾝｽは 20kN:45mm 50kN:55mm 100kN:60mm となります。
製造元〒193-0821 東京都八王子市川町 838-3
Tel042-659-1315

Fax042-659-1316

E-mail : info@leaktester.co.jp

URL : http://wwwleaktester.co.jp

■ 型 式ＮＰ□－□－ □ｋＮ－□－

Ｆ：架台

１００(標準)２０

SB：ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾊﾞｯｸﾕﾆｯﾄ

架台寸法Ｗ500 Ｈ800 Ｄ500

１１０(USB 付)

５０

FP：ﾌｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

１２０(ﾌﾟﾘﾝﾀｰ付)

１００

EHP：電動油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ□L:ﾚｰｻﾞｰﾎﾟｲﾝﾀｰ

■アタッチメント標準サイズ
Ｍ ６：外径φ２５ 内径φ１６ 高さ９５ｍｍ

Ｍ ８：外径φ３０ 内径φ２０ 高さ９５ｍｍ

Ｍ １０ ：外径φ３０ 内径φ２３ 高さ９５ｍｍ■ＮＰ－１１０ ＵＳＢポート付でデータ管理に最適

パネル面：３．５インチカラータッチパネル搭載
キースイッチ：書込みスイッチ、リセットスイッチ
ホールド機能：ピークホールド ＯＮ／ＯＦＦ
ＵＳＢ：ＵＳＢメモリー又はパソコン直結して下さい。
ＣＳＶ形式で、日付、時刻、荷重値の保存可能
オプションにて Bluetooth ﾕﾆｯﾄ取付可能機 能：①下限値設定可能
最低荷重値以下→赤表示
最低荷重値以上→緑表示②単位（ｋg,ｋn,Ton）③言語表記：英語④書込み動作選択（自動、両方、スイッチ）＊上記写真は NP-110 となります。

自動の場合、予め破壊後の荷重値を取って頂き、設定する必要があります。
⑤過負荷防止アラーム及び数値表示赤⑥時計表示＊ＵＳＢポート付表示器の場合通常仕様ＮＰ－１００モデルより４５ｍｍ高くなります。
３．５インチ

リセットスイッチ

カラータッチパネル
書込みスイッチ

USB ポート電源スイッチ

■架台付き寸法■スプリングバックユニット

20ｋN:1470
50ｋN:1480
100ｋN:1550

250
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ500

ﾘﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

テスト後、ﾘﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞを緩めるとジャッキが自動下降致します。

■ＮＰ－１２０ プリンター付でデータ管理に最適
プリント例

プリンター付き表示部＊ﾌﾟﾘﾝﾄｽｲｯﾁを押すとその時の荷重値がﾌﾟﾘﾝﾄされます。
＊ﾌﾟﾘﾝﾀｰ付きの場合、通常の仕様より 55ｍｍ高くなります。
■レーザーポインター
レーザーポインターを取付ける事により破壊箇所のセンターが解るのでどなたが使用しても計測にばらつきがなくなります。
ロードセル

アタッチメント■フットポンプ
フットポンプにて油圧シリンダー上下動作行えますので、効率良く検査出来ます。

油圧シリンダー架

油圧シリンダー下降台フットポンプ

油圧シリンダー上昇※写真はオプションの架台付きとなります。オプションで架台付きに選定しない場合、付属されません。
■電動油圧ポンプ
電動油圧ポンプにて油圧シリンダー上下動作を自動で操作出来ます。

油圧シリンダー

電動油圧ポンプ
油圧ｼﾘﾝﾀﾞｰ下降
フットスイッチ※架台は標準となります。

油圧ｼﾘﾝﾀﾞｰ上昇

ＮＡＫＫ CO．
，ＬＴＤ.

押し込み試験機（中荷重タイプ）

ＮＰ－６００

小スペースな場所に設置可能です。

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示器 ：破壊荷重をピークホールドします。
アタッチメント：各種ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄに対応655します。
手動ジャッキ ：手動にてジャッキＵＰ
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ

：ﾘﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞを緩めるでジャッキが下降します。
（ｵﾌﾟｼｮﾝ）250

600

ボルト、ナットの溶接強度試験最適！！
仕様 荷

重

５ｋＮ，１０ｋＮから選択

電源

ＡＣ－１００Ｖ５０/６０ＨＺ（ＡＣ－２２０Ｖ）←プラグ形状ご指示下さい。

ストローク１１０ｍｍ

重５０ｋｇ

量

ロードセル/表示部
非直線性・・・・0.3%.R.O. ヒステリシス・・・・0.3%.R.O.
繰返し性・・・・0.1%R.O. サンプリング速度・・12.5 回/秒
使用温度範囲・・０～５０℃ 消費電力・・・・・・7VA max
ディスプレイ

７セグメント赤色ＬＥＤ4 桁スイッチ

PEAK HOLD・・最大値保持します。 POWER・・電源
ZERO・・・・・任意のﾀｲﾐﾝｸﾞで表示をゼロにします。
RESET・・・・ 検査終了後表示をリセットします。

アタッチメント

標準仕様はＭ６、Ｍ８、Ｍ１０用３個付属となります。

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ上部からﾛｰﾄﾞｾﾙのｸﾘｱﾗﾝｽは 45mm となります。
製造元〒193-0821 東京都八王子市川町 838-3
Tel042-659-1315

Fax042-659-1316

E-mail : info@leaktester.co.jp

URL : http://wwwleaktester.co.jp

■ 型 式Ｎ Ｐ－□６００(標準)６１０(USB 付)－ □ｋＮ － □５

ＳＢ：スプリングバックユニット

１０

６２０(ﾌﾟﾘﾝﾀｰ付)■アタッチメント標準サイズ
Ｍ ６：外径φ２５ 内径φ１６ 高さ９５ｍｍ

Ｍ ８：外径φ３０ 内径φ２０ 高さ９５ｍｍ

Ｍ １０ ：外径φ３０ 内径φ２３ 高さ９５ｍｍ■スプリングバックユニット

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

テスト後、ﾘﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞを緩めるとジャッキが自動下降致します。

プリント例

プリンター付き表示部＊ﾌﾟﾘﾝﾄｽｲｯﾁを押すとその時の荷重値がﾌﾟﾘﾝﾄされます。
＊ﾌﾟﾘﾝﾀｰ付きの場合、通常の仕様より 55ｍｍ高くなります。

ＮＡＫＫ CO．
，ＬＴＤ.

引っ張り試験機
小スペースに設置可能！

ＮＰ－１０１

溶接部引っ張り強度の試験に最適！

治具：フック ／ くさびチャック
その他仕様はご相談下さい。

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示器：破壊加重をﾋﾟｰｸﾎｰﾙﾄﾞします。

リリースバルブ：破壊検査後緩めると原点1150へ戻ります。
手動ジャッキ：手動にてジャッキＵＰ

250

500

仕様

許容引っ張り荷重

２０ｋＮ、５０ｋＮから選択

電源

ＡＣ１００Ｖ５０/６０ＨＺ（ＡＣ２００Ｖ）←プラグ形状ご指示下さい。

重量

１５０ｋｇ＊治具の仕様により本体寸法・重量変わります。

ロードセル/表示部
非直線性・・・・0.3％R.O

ヒステリシス・・・・0.3%.R.O.

繰返し性・・・・0.1％R.O

サンプリング速度・・12.5 回/秒

ディスプレイ

7 セグメント赤色 LED4 桁スイッチ

PEAK HOLD・・最大値保持します。 POWER・・電源
ZERO・・・・・ 任意のﾀｲﾐﾝｸﾞで表示ゼロにします。
RESET・・・・・検査終了後表示をリセットします。

治具

検査対象物により設計製作します。
製造元〒193-0821 東京都八王子市川町 838-3
Tel042-659-1315 Fax042-659-1316
E-mail : info@leaktester.co.jp

URL : http://wwwleaktester.co.jp