INNOVATIVE LEVEL SENSORS

パドル式レベルスイッチシリーズ

CAT. NO. 351A

パドル式レベルスイッチ

シリーズ
幅広い用途でご使用いただけます。
■粉体
セメント・微粉炭・ガラス原料・石膏・消石灰・カーボン・鉄粉・砂・小麦粉・砂糖・飼料・乳粉・石鹸粉・鋳物砂等■粒体
ペレット(プラスチック・金属)・肥料・薬品・穀物・食料品等■塊体
石炭・石灰石・コークス・骨材・鉱石等

主な特長●シャフト径φ10を採用。
耐荷重性能を向上させるため、シャフト径10mmを採用しました。ロングシャフト形は、シャフト径8mmです。

■動作原理
パドル式レベルスイッチは、モーターを用いてタンク内に突き出した感知羽根を回転させることで測定物の有無を検出します。感知羽根の周囲に測定物が存在しない場
合は、感知羽根は回転し続けますが、タンク内の測定物が増加し感知羽根の回転が阻害されるとモーター自身が回転する構造により、その回転を利用してマイクロスイッチを反転させます。その反転によりモーターの始動、停止や外部への信号を出力します。

●感度調整が簡単。
感度調整ばねを内機上部に設置することにより、カバーを外すだけで調整ができます。

●内機の交換が簡単。
簡単に内機部の交換ができます。

形式&コード表●標準タイプ

RB

20 □

RB

21 □□□□

取付方法
F

フランジ取付(JIS 5K 65A相当、t＝5mm、SS製)

N

ねじ込み取付(G1のみ)●特殊タイプ❶取付方法

F

フランジ取付P

フランジ・ねじ込み取付以外(パイプ取付等)❷名 称 (呼称)L

保護管延長形(300≦L≦1000、フランジ取付のみ)

LV

保護管延長形(1000mm＜L≦3000mm)
垂直取付(フランジ取付のみ)

S

スライドフランジ形(300≦L≦1000、フランジ取付のみ)

SV

スライドフランジ形(1000mm＜L≦3000mm)
垂直取付(フランジ取付のみ)

BV

ロングシャフト形(300≦L≦3000)
垂直取付(フランジ取付のみ)

❸耐熱仕様

❶❷❸

❹

スペース
T

耐熱形(250℃ Max.)、21FT形・21FBVT形のみ耐熱形(180℃ Max.)、21FLT形・21FLVT形のみ

❹

ガード仕様

スペース

ガードなし

G

ガード付

注). 上記仕様以外の製品(特殊タイプ)の形式は、すべてRB21Zとなります。

耐熱形 :放熱フィン2枚付の耐熱タイプ、RB21FT形およびRB21FBVT形の耐熱温度は250℃Max. またRB21FLT形及びRB21FLVT形の耐熱温度は180℃ Max.。

保護管延長形 :保護管延長タイプ、水平および斜め取付時の最大(Max.)L寸法は1000mm。
また、垂直取付時の最大(Max.)L寸法は3000mm。

ロングシャフト形 :ばねジョイントによるシャフト延長タイプで最大(Max.)L寸法は3000mm(垂直取付のみ)。

標準仕様/外形寸法形

RB20F式

RB21FT

(130)

82132

4-φ15穴530(299)85

40φ346φ106565φ155φ130100φ155φ130100

φ1030(246)
(77)

名耐熱形
粉体、粒体、塊体
1rpm (50Hz)、

測 定 ト ル ク
寿命

電気的特性※3 電源

温使度用

接接点

容量

消費

電力

粉

5×105回以上(マイクロスイッチ) (250V 5A AC 抵抗負荷にて)100または200V AC (50 / 60Hz)
250V 5A AC (抵抗負荷)

使部

用圧

検出※1

0℃〜＋50℃力−20〜＋20kPa部

防滴構造 (IP45相当)
防滴構造 (IP55相当)

量

取その他

付

方

0℃〜＋180℃（結露なきこと）

0℃〜＋45℃

ハウジング部質30V 5A DC (抵抗負荷)

約 4W

ハウジング部

構
造

1.2 rpm (60Hz)

警報 (12〜15cN・m ±30%)

約 3.8kg

約 2.0kg
フランジ取付法フランジサイズ

JIS 5K 65A 相当(t＝5)

JIS 5K 65A 相当(t＝6)

粉体接触部材質SS、SUS304、C3604BD (ニッケルメッキ)、アルミ(ニッケルメッキ)

SUS304、C3604BD (ニッケルメッキ)

JIS F 15c (G 1/2)

電 線 投 入 口装

マンセル 5PB 4/8 相当

色形

※2式

RB21FL/FLV

4-φ15穴(189)

L＝(300〜1000 / 1000〜3000)

φ34

φ1065

65

称(77)

保護管延長形

ロングシャフト形
粉体、粒体、塊体

測 定 対 象 物
動作
特性

回
寿命

電気的特性

※3 電源

温使度用

接速

1rpm (50Hz)、1.2 rpm (60Hz)

警報 (12〜15cN・m ±30%)
5×105回以上(マイクロスイッチ) (250V 5A AC 抵抗負荷にて)100または 200V AC (50 / 60Hz)

接点

容量

消費

電力約 4W部

0℃〜＋50℃

粉250V 5A AC (抵抗負荷)

ハウジング部用

検圧
出取

0℃〜＋45℃−20〜＋20kPa部

防滴構造 (IP45相当)

量付

方30V 5A DC (抵抗負荷)

力

ハウジング部質その他

度

測 定 ト ル ク

使構造

転4-φ15穴

590(136)

名(130)

L＝(300〜3000)

690

φ155
φ13080RB21FBV

φ155
φ13080

塗φ8動
作
特性標準形

称

測 定 対 象 物
回 転 速 度防滴構造 (IP55相当)
約 3.0kg(L＝1000mmのとき)

約 5.0kg(L＝1000mmのとき)

法

フランジ取付フランジサイズ

JIS 5K 65A 相当(t＝6)

JIS 5K 65A 相当(t＝5)

粉体接触部材質

SUS304、C3604BD (ニッケルメッキ)

SS、SUS304、C3604BD (ニッケルメッキ)、アルミ(ニッケルメッキ)

電 線 投 入 口
塗

装色

JIS F 15c (G 1/2)
マンセル 5PB 4/8 相当※1. 耐熱（250℃ Max.）仕様も製作可能です。
※2. RB21FL形のL寸法(Max.)は1000mm、RB21FLV形(垂直取付)のL寸法(Max.)は3000mmです。また、耐熱仕様は、180℃ Max.となります。
※3. 電源110/120/220/240V ACの製品も製作可能です。

パドル式レベルスイッチ■取付方法及びトルク調整●φ90mm穴以上での取付

RB

シリーズ

●φ90mm穴未満(分解)での取付
φ90mm以上の穴が開けられないときは、感知羽根を分解しての取付となります。分解取付の場合でもφ60mm以上の穴が必要となります。

レベルスイッチは、φ90mm以上の穴を開けて取付けてください。下図の感知羽根の場合は、取付部の厚みが16mm以内に図.1限ります。

シール
キャップ

感知羽根

φ90mm

各部の名称

フランジシャフト
16mm以内ばね座金

次の要領にて分解及び取付を行ってください。

図.2

φ90mm

❶感知羽根、ばね座金を取り外す。
❷フランジをボルト、ナット等にてホッパーに取り付ける。
❸ホッパー内で❶項で外したばね座金、感知羽根を取り付ける。
図2の感知羽根を用いた場合でも同様です。
図.3

検出トルクは、スプリングの強さによって可変することができます。Aが最小トルク設定位置で、Dが最大トルク設定位置です。AからDまでのスプリング位置変更により粉体荷重、大小の検出が可能です。

φ60mm以上

φ60mm以上●トルクの調整

50mm以下図.4

DCBA

注. 台管で取り付ける場合は、台管長さは50mm以下で取付けてください。

注. トルク調整穴にスプリングを入れ替えトルク調整を行う時、端子台に触れると感電の恐れがありますので、製品の電源を切ってください。

■ご注文の際には、次の事項をご連絡ください。
打ち合わせ仕様書／発注仕様書
タンクの大きさ

測定対象物の水分の有無

取付方法

タンク内温度

粉体名

タンク内圧力

測定対象物の見掛け比重

振動の有無

%

粉体投入、排出方法

粒度□ 100V AC □ 200V AC ( オプション : □ 110V AC □ 120V AC □ 220V AC □ 240V AC )電源電圧

製品改良のため、おことわりなく仕様変更することがありますのでご了承ください。

ISO9001認証取得

取扱店

1998年1月
本QS Accreditation
認定番号 R001
J I S Q 9 0 01 : 2 0 0 0
登録番号 JSAQ 2 3 7

社/〒564-0052 大阪府吹田市広芝町15-32
TEL.06-6386-8147㈹ FAX.06-6386-8178
本 社 営 業 部 /〒564-0052 大阪府吹田市広芝町15-29
TEL.06-6386-8141㈹ FAX.06-6386-8140
東 京 支 店/〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸67
TEL.03-5835-3311㈹ FAX.03-5835-3316
名古屋営業所/〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17
TEL.052-731-5751㈹ FAX.052-731-5780
九 州 営 業 所/〒802-0001 北九州市小倉北区浅野2-14-1
TEL.093-521-9830㈹ FAX.093-521-9834

2004. 6. 2,000

ノーケンホームページ http://www.nohken.com/