PROCESS AUTOMATION

Microwave
Level Monitor
マイクロウェーブ式レベル計▲▲▲

http://www.nohken.com/

高い信頼性を誇る世界最先
様々なアプリケ

最新のマイクロウェーブ式レベル計は、温度、圧力、ガスあるいは粉塵などの影響を受けることなく、厳しい環境下でも高精度で安定したレベル計測が可能です。波立ちが激しいプロセスタンクや撹拌機などの障害物のあるタンクなど、様々なアプリケーションに対応しています。また、設置や操作も簡単なため、コストパフォーマンスにも優れています。お客様の幅広いニーズにお応えできる豊富なラインアップから、最適なソリューションを選択いただけます。

1

端のマイクロウェーブ技術でーションに対応。

豊富なバリエーション
パルスレーダ方式、FMCW方式（連続周波数変調方式）、ガイドウェーブ方式などのレーダ技術を利用したマイクロウェーブ式レベル計は、コスト効率に優れたレベル計測を実現しています。また、T IIS 防爆（本質安全防爆規格）や海外規格（ATEX/ CSA / FM）などの防爆規格にも対応。さまざまなアンテナ、プロセス接続など多彩なオプションを揃え、幅広い設置条件にも対応します。さらに粉粒体計測では角度調整器をご利用いただ
くと、正しい角度に設置することができ、より確実なレベル計測が可能になります。
お客様の用途に応じた最適なマイクロウェーブ技術を提供します。

豊富な経験
マイクロウェーブ式レベル計は、広範囲にわたるフィールド経験を活かしています。
世界最先端のマイクロウェーブ技術であるプロセスインテリジェンス信号演算処理技術（特許）は、鉱業、セメント、水処理、飲料・食品、医薬品、化学、石油化学を含むさまざまな工業用途における数百万を超える計測を通じた経験に基づくものです。
信頼性の高さがいかに重要であるか、そして、厳しい用途において信頼できる正確なレベル計を利用できる事の重要性を充分に理解しています。1 台のレベル計には無数の用途から得た貴重な経験が活かされています。

高い信頼性
プロセスインテリジェンス信号演算処理技術は、粉粒体計測に最適である高度なプログラミングと信頼性の高い計測を実現します。障害物からの不要波除去機能や液面の波立ち補正機能および撹拌機キャンセル機能など、液体計測における卓越した反射波形処理機能は、信頼性の高い優れたパフォーマンスを提供します。

2

液体計測用信頼性の高い正確な液体のレベル計測
液体のレベル計測を対象としたマイクロウェーブ式レベル計は、液体貯蔵タンクからプロセスタンクまで、お客様のさまざまな用途に応じた最適なソリューションを提供します。

SLR200L シリーズは、腐食性の高い測定物およびタンクへの設置状況に応じて、アンテナ材質・形状を選択できます。不要波除去機能や波立ち補正機能などにより、撹拌機や液面に波立ちが発生する可能性のあるプロセスタンクなどに適しており、優れた経済性・操作性を実現しています。
SLR250 シリーズは、計測長 20 メートルまでの貯蔵タンクおよびプロセスタンクにおける液体のレベル計測に最適です。高周波（25GHz）と小型アンテナにより設置と取り扱いが簡単です。比誘電率の低い液体のレベル計測においても優れた信頼性を提供します。

3

4

SLR250

液体計測用
マイクロウェーブ式レベル計シリーズ

在庫管理からプロセスコントロールまで様々なアプリケーションに最適
本質安全防爆取得
SLR250シリーズは全てのバリエーションで、TIIS防爆 Ex ia ⅡCT4Xを取得しています。

接ガス部材質は耐食性に優れたPTFEを使用（SLR250-XF/EF）
接ガス部材質は耐食性に優れたPTFEを使用しています。
化学・食品・医薬品・高温アプリケーションにも最適なフラットタイプ。

先進のローカルユーザインターフェース（LUI）搭載
グラフィカルユーザインターフェースと自己診断機能で反射波形をモニタリングすることが可能です。

短い不感帯（アンテナ先端より50mm）を実現
不感帯はアンテナの先端より50mmと短く、小型タンクの計測に最適です。

簡単調整で高い信頼性
クイックスタートウィザードによる簡単調整、信頼性の高いエコー処理技術と自動不要反射波キャンセル機能を提供します。

低い比誘電率（＞1.6）の液体も計側可能（SLR250-□H/□F）
25GHzの特性とSN比の向上により、低い比誘電率（＞1.6）の液体にも優れた反射波を得ることができます。
（SLR250-XC ;εr＞3.0）

堅牢で信頼性の高い構造
内部電子回路は樹脂でモールドしているため、高い耐振動と強い衝撃性を実現しています。

主な仕様
形ビ式ーム

計

角測精度

特SLR250-EH

測単出消費電※ 20 m Max.

10 m Max.

※ 20 m Max.

± 5 mm（ヒステリシス、リピータビリティ含む）

計測基準位置より0.5m未満の場合;±25mm、計測基準位置より0.5m以上の場合;±5mm
0.003 % / ℃※ εr ＞1.6※εr ＞1.6

εr ＞3.0
グラフィックLCD（レベル値、計測状態、反射波形など）

位

m、cm、mm、feet、inch

源

14〜30 V DC（2線式）【EH/EC/EFタイプ ; 安全保持器（MTL5541）】

力

出力信号 ; 4〜20 mA DC（HART通信、2線式） ／ 出力精度 ; ± 0.02 mA

力

約 0.7 W
−0.1〜4.0 MPa−0.1〜0.5 MPa※ −0.1〜1.6 MPa

度−40 〜＋200 ℃−40 〜＋80 ℃−40 〜＋170 ℃

材

質

SUS316PVDFSUS316

材質

SUS316、PTFE

PVDF

PTFE

取付

G1 1／,
2 G2, JIS10K50A/80A/100A

G2ISO2S/3S/4S, JIS10K50A/80A/100A/150A

構

造

耐 圧 力（ 静 圧 に て ）
※使用取付

アン

温部

テナ

IP 67 / IP 68※ 詳細の製品仕様は弊社製品カタログをご参照ください。

バリエーション・ねじ込みタイプ（SLR250-XF/EF形は除く） ・フランジタイプ（SLR250-XC/EC形は除く）
タイプ（SLR250-□C/□F形は除く） ・エアパージタイプ（SLR250-□C/□F形は除く）
・アンテナ延長（100mm）

5

SLR250-EF

長示

電

SLR250-XF※ 9.6 〜 12.8°

計 測 可 能 比 誘 電 率計

SLR250-EC
19°

性表

SLR250-XC※ 8 〜 19°度温

SLR250-XH

度液体計測用
マイクロウェーブ式レベル計

SLR200L

シリーズ

貯蔵タンクやプロセスタンクに最適先進のローカルユーザインターフェース（LUI）搭載
グラフィカルユーザインターフェースと自己診断機能で反射波形をモニタリングすることが可能です。

豊富なアンテナバリエーションにより用途に合わせた選択が可能

卓越した反射波形処理機能
障害物からの不要波除去機能や液面の波立ち補正機能および撹拌機キャンセル機能を搭載した信頼性の高い優れたパフォーマンスを提供します。

R

HART 通信機能を標準装備
SIMATIC PDM ※1 を使用することができます。
R※1 PDM（Process Device Manager）
は、SLR200Lの各種パラメータ設定、簡易モニタリングやトラブルシューティングを行うためのソフトウェアです。DDファイル（Device Descriptor）
は、www.siemens-milltronics.comからダウンロードできます。

簡単調整
ゼロ点・スパン点など最小限のパラメータを入力するだけで計測を開始できます。

主な仕様
形
ビ式ーム計

角測度

特SLR200L-E□（本質安全防爆構造:Ex ia ⅡC T4X）
※

※

長

精温

SLR200L-X□

度

20 m Max.（アンテナ形状により異なります）

度

アンテナ先端を基準に0.6m未満 ; ± 40 mm、 アンテナ先端を基準に0.6m以上 ; ± 10 mm

性0.003 % / ℃

計 測 可 能 比 誘 電 率
表εr ＞3.0示

計

測単源

出力
費

グラフィックLCD（レベル値、計測状態、反射波形など）

位

電消電m、cm、mm、feet、inch（パラメータにより選択）
14〜30 V DC（2線式）

用力

約 0.7 W
−98 KPa 〜 4 MPa Max.（取付方法・取付寸法・取付規格により異なります）

度−40 〜＋ 200 ℃（アンテナ形状により異なります）

材

質

PP / PTFE / SUS316

材

質

PP / PTFE / SUS316

取付1
ねじ込み ; G1 ／,2 G2、 フランジ ; JIS 10K50A / 10K80A / 10K100A / 150A / 200A

構造IP 68

取付

アン

温安全保持器（MTL5541）
専用

出力信号 ; 4〜20 mA DC（HART通信、2線式） ／ 出力精度 ; ±0.02 mA

耐 圧 力（ 静 圧 に て ）※使29°〜17°

部
テナ※ 詳細の製品仕様は弊社製品カタログをご参照ください。

バリエーション
・ロッドアンテナタイプ（ねじ込み / フランジ） ・シールド付ロッドアンテナタイプ（ねじ込み / フランジ） ・ホーンアンテナタイプ（フランジ / スライドフランジ）6粉粒体計測用
あらゆる粉粒体のレベル計測用途に対応するソリューション
粉粒体計測を対象としたマイクロウェーブ式レベル計は、最大計測長 100m を実現し、大型貯蔵サイロなど様々な設置場所において、高い信頼性と高精度なレベル計測が可能です。

SLR560 シリーズは、業界初の 78GHz ミリ波レーダとレンズアンテナの採用により、4°という狭ビーム角度とアンテナのフラット化を実現しました。
細長サイロや短い不感帯が要求される小型タンクなどの粉粒体計測に最適です。
SLR460 シリーズは、セメントサイロのような高温で激しい粉塵を伴う場所でも信頼性の高い計測を提供します。誘電率や密度がきわめて低い粉体計測に最適です。8°ビームのホーンアンテナを備えた 4 線式 FMCW 方式は、数多くの用途においてその優れた性能を発揮しています。

78粒粉体計測用
マイクロウェーブ式レベル計

SLR560シリーズ

最大100mまでの大型貯蔵サイロの粉粒体計測に最適

78GHzレンズアンテナの採用により、4°という狭ビーム角度とアンテナのフラット化を実現
細長サイロや短い不感帯が要求される小型タンクでの非接触計測が可能です。

角度調整器（エイマフランジ）およびエアーパージノズルを標準搭載
粉粒体計測において安定した計測を実現します。

最大計測長100mを実現
コンパクトな設計（フランジサイズは3B、4Bおよび6Bから選択）ながら、最大100mまでの計測が可能です。

簡単調整で高い信頼性
クイックスタートウィザードによる簡単調整、信頼性の高いエコー処理技術と自動不要反射波キャンセル機能を提供します。

赤外線通信（キャリブレータ）による簡単調整
キャリブレータによるパラメータ設定により調整が簡単に行えます。

主な仕様
形
ビ式ーム

計

角

測精
温度

特SLR560-XF

度

4°

長40 m Max. ／ 100 m Max.（計測基準位置より）度± 0.25 ％ F.S. または ± 25 mm（どちらかの最大値）

性

0.003 % / ℃

計 測 可 能 比 誘 電 率表
計

測単

電

εr ＞1.6（〜20 m）、 εr ＞2.5（20〜100 m）

示

グラフィックLCD（レベル値、計測状態、反射波形など）

位

m、cm、mm、feet、inch（パラメータにより選択）

源

出力

信号

消費

電力

17〜30 V DC
（2線式）
アナログ出力 1点

4〜20 mA DC

約 0.7 W

耐 圧 力（ 静 圧 に て ）50 KPa Max. ／ 300 KPa Max.
50 KPa Max. 時

使用

温度

計測長300 KPa Max. 時

40 m Max. 時 ; −40〜＋100 ℃

計測長 100 m Max. 時 ; −40〜＋200 ℃
エイマフランジ 材 質
アン

テナ材

40 m Max. 時 ; −40〜＋100 ℃

計測長 100 m Max. 時 ; −40〜＋120 ℃

AC（ポリウレタン粉体塗装）

質

計測長 40 m Max.タイプ ; PEI、 計測長 100 m Max.タイプ ; PEEK

取付

ユニバーサルフランジ ; 3インチ / 4インチ / 6インチ

構

造

IP 68（ハウジング部）

バリエーション
・エイマフランジタイプ（AC ポリウレタン粉体塗装） ・フランジタイプ（SUS304 / SUS316L）

9

計測長粒粉体計測用
マイクロウェーブ式レベル計

SLR460シリーズ

大型貯蔵サイロの粉粒体計測に最適（SLR260 ; 30m Max. / SLR460 ; 100m Max.）
高温で粉塵の激しい場所でも使用可能
セメントサイロのような高温で激しい粉塵の伴う場所でも信頼性の高い計測を提供します。

角度調整器を標準装備

2 線式（25GHz）
パルスレーダ方式

粉面の状況にあわせた最適な取付角度の調整が可能です。

堅牢で信頼性の高い構造
頑丈な構成部品によりホッパ内の雰囲気や温度条件にもほどんど影響を受けません。

極めて高いSN比と先進のエコー処理技術
24GHzの特性により、粉体や低い比誘電率（＞1.4）の液体にも優れた反射波を得ることができます。
また、先進のエコー処理アルゴリズムにより、困難な粉体計測にも高い信頼性を提供します。

自己校正、自己診断機能を内蔵した安心設計

SLR260

主な仕様
形
ビ式
ーム計

角測

精
温度

特計

測単

電

SLR460-XH（FMCW方式）
8°

長30 m Max.（4インチホーン、計測基準位置より）

100 m Max.（フランジ下面基準）度

0.05〜０.3 m（計測長）の場合 ; ± 25 mm
0.3 m以上（計測長）の場合 ; ± 10 mmまたはスパンの0.1%の最大値± 0.25 ％ F.S. または ± 25 mm（どちらかの最大値）

性

0.003 % / ℃

̶εr ＞1.6

εr ＞1.4

計 測 可 能 比 誘 電 率
表

SLR260-XH（パルスレーダ方式）

度

示

グラフィックLCD（レベル値、計測状態、反射波形などの表示）

2行16文字表示LCD（レベル値などの計測状態の確認）

位

m、cm、mm、feet、inch（パラメータにより選択）

m、cm、mm、feet、inch、％（パラメータにより選択）

源

17〜30 V DC（2線式）

100〜230 V AC ± 15 %（50/60 Hz）

出力

信号

4〜20 mA DC（HART通信、2線式）

4〜20 mA DC（アイソレーション出力）

出力

精度±0.02 mA± 0.1 % F.S.

消費電力

1.1 W（起動時）

12 VA

300 KPa（−40〜＋80 ℃）／ 50 KPa（＋80〜＋200 ℃）

50 KPa

耐 圧 力（ 静 圧 に て ）使用

温度−40 〜＋200 ℃（ハウジング内部温度は85 ℃以下 / 但し、LCDは−25〜＋65℃）

フ

ラン

ジ

材

質

SUS304

アン

テ

ナ

材

質

SUS304 ／ PTFE

取付

ユニバーサルフランジ ; 6インチ（JIS 10K 150 A相当、t＝10 mm）

構

造

IP 67（ハウジング部）

バリエーション
・アンテナ延長タイプ（100 / 200 / 500 / 1000 mm） ・エアパージタイプ

・エアパージ・アンテナ延長タイプ（100 / 200 mm）

10液体/粉粒体計測用
液体・粉粒体のレベル計測および液体の界面計測など
多用途に対応するガイドウェーブレーダ技術
SLG250/260シリーズは、
時間領域反射率測定法（TDR ; Time Domain Reﬂectometry）を採用しています。
プローブ上端から下に向けて発射させれた高周波信号は、プローブ（ロッドまたはケーブル）に沿って進み、測定物表面で反射します。反射した信号はプローブを逆行し、センサで受信されます。センサは発射してから受信するまでにかかった時間をレベルに換算し、出力します。

11SLG250/260

液体/粒粉体計測用シリーズ

ガイドウェーブレーダレベル計

液体および粉粒体のレベル計測や容量計測に最適

電流パルスはプローブ（ロッド・ワイヤー・同軸）を伝わり、電波を放射することなく電磁界の広がりも少ないため、狭い場所への設置も可能
非常に低い比誘電率の計測も可能（εr≧1.4 ; 同軸タイプ）

様々なプローブバリエーションにより多様なアプリケーションに対応
ロッドタイプ（シングル・ツイン）、ワイヤータイプ（シングル・ツイン）、同軸タイプ（標準、界面用、高温・高圧用）など用途に合わせた最適なプローブの選択が可能です。

2線式のため、配線コストの削減が可能
表示部は日本語表示が可能で、バックライト機能を搭載しているため、操作性が抜群

主な仕様
形式（ タ イ プ ）測定

対象物プローブ長※不※精感帯

SLG250（ワイヤータイプ）

SLG250（ロッドタイプ）

度

特性

測単

電上部;30 mm Min.／下部;0 mm Min.

上部;80 mm Min.／下部;0 mm Min.

± 2 mm（IEC 60770-1準拠の計測条件にて）±0.003 % / ℃（アナログ出力に対して）
εr ≧ 1.6示

計

0.501〜75 m

0.3〜6 m

上部;80 mm Min.／下部;0 mm Min.

計 測 可 能 比 誘 電 率表

SLG260（ワイヤータイプ）
粉体

0.501〜75 m

度

温SLG250（同軸タイプ）

液体εr ≧ 1.5εr ≧ 1.4

5桁、7×13mmサイズLCD レベル値、計測状態、反射波形などの表示

位mm、m、ft源9.6〜 35 V DC（2線式/バックライト;OFF時）、 16〜 35 V DC（2線式/バックライト;ON時）

出力

信号

消費電力

アナログ出力 1点

4〜20 mA DC（HART通信）

約 0.76 W（供給電源;35V DC/アナログ出力;21.5mA DC時）

耐 圧 力（ 静 圧 に て ）0.6 MPa Max.

4.0 MPa Max.

使

−40 〜＋80 ℃−40 〜＋150 ℃

用

温度

取付

ね じ

材

質

プ

ロー ブ

材

質

取付寸

構

SUS 316L 相当
SUS 316 相当

SUS316L 相当 / PPS GF 40

SUS 316L 相当

SUS 316L 相当 / PFA

法G 3／4造IP 66 / 68（NEMA6P）

SUS316L 相当 / PPS GF 40※ 詳細の製品仕様は弊社製品カタログをご参照ください。

バリエーション・シングルワイヤータイプ（液体 / 粉粒体計測） ・ツインワイヤータイプ（液体 / 粉粒体計測） ・シングルロッドタイプ（液体計測）
・ツインロッドタイプ（液体計測） ・一般用同軸タイプ（液体計測） ・界面用同軸タイプ（液体界面計測）

12様々な用途に最適なマイクロウェーブ式レベル計を機種一覧表 お選びいただけます。
主な仕様
品

名

SLR560測 定 対 象 物
方周波SLR460

SLR260

粉粒体

粉粒体

粉粒体式

FMCW方式

FMCW方式

パルスレーダ方式

数78〜79 GHz

24.2〜25.2 GHz

25 GHz

計測可能比誘電率εr ＞1.6

εr ＞1.4

εr ＞1.6

防爆（TIIS防爆）̶̶̶

サ ニ タ リ ー̶

̶

̶

度

＋200 ℃ Max.

＋200 ℃ Max.

＋200 ℃ Max.

使用温耐圧力300 KPa Max.

50 KPa Max.

300 KPa Max.

計

測長

100 m Max.

100 m Max.

30 m Max.

AC / SUS304 / SUS316 / PE I or PEEKSUS304 / PTFESUS304 / PTFE

アンテナ 材 質・78GHzレンズアンテナの採用により、4°という狭ビーム角度とアンテナのフラット化を実現
・角度調整器（エイマフランジ）
およびエアーパージノズルを標準搭載

主な特長・最大計測長100mを実現
・簡単調整で高い信頼性
・赤外線通信（キャリブレータ）による簡単調整
・高い信頼性を誇る世界最先端の・高温で粉塵の激しい場所でも使用可能

・先進のローカルユーザインターフェース

・角度調整器を標準装備

（LUI）
搭載

・堅牢で信頼性の高い構造

・角度調整器を標準装備

・極めて高いSN比と先進のエコー処理技術

・簡単調整で高い信頼性

・自己校正、自己診断機能を内蔵した安心設計

・低い比誘電率（＞1.6）の液体も計側可能

・赤外線通信（キャリブレータ）による簡単調整

・堅牢で信頼性の高い構造

・HARTやProﬁbus-PA（オプション）にて・高い信頼性を誇る世界最先端のマイクロウェーブ技術を提供

通信可能

マイクロウェーブ技術を提供

・HART通信機能を標準装備

・先進のローカルディスプレイ
インターフェース（LDI）
搭載
・HARTやProﬁbus-PA（オプション）にて通信可能

13

食品

石油化学

清浄水や計測長が長く粉塵の多い穀物サイロなど、様々なお客様のニーズ

石油化学産業に特有の高温、高湿、蒸気、高圧などの厳しい条件のタンクに対応します。屋内の小型タンクから屋外の大型貯蔵施設まで高精度のに対応します。原油、分離水、アスファルト、溶融硫黄、ガソリン、液化計測が可能です。また、粉粒体の食品を含むサイロで、激しい粉塵をともガス、オイル／水界面、プラスチック粉末などの用途における遠隔モニタなう環境下でも高い信頼性を発揮します。

リングが可能です。

化学

セメント

化学プラント施設で特有の高温、腐食性薬品、研磨性薬品、高圧、およびセメント工場は長距離、高温、激しい粉塵などが特長とされています。

さまざまな誘導特性などの条件にも、最先端のマイクロウェーブ技術と豊原材料から完成品のセメントまで、非接触式のマイクロウェーブ式レベル計

富なアンテナバリエーションにより、最適な機種を選択いただけます。

ならメンテナンス不要、効率的で信頼性の高いプロセス制御を実現します。

NOHKEN MICROWAVE TECHNOLOGYSLR250

SLR200L

SLG250/260

液体液体

液体および粉粒体

パルスレーダ方式

パルスレーダ方式

TDR方式

25 GHz5.8 GHz̶εr ＞1.6 （SLR250-□C/□F ;εr ＞3.0）

εr ＞ 3.0

εr ≧1.4 （SLG250 同軸タイプのみ）

本質安全防爆（Ex ia ⅡC T4X）

本質安全防爆（Ex ia ⅡC T4X）

̶̶

̶

◎

＋200 ℃ Max.（SLR250-XH）＋200 ℃ Max.

＋150 ℃ Max.

4 MPa Max.（SLR250-□H）

4 MPa Max.

4 MPa Max.

20 m Max.（SLR250-□H/□F）

20 m Max.

75 m Max.

PTFE（SLR250-□F）

PP / PTFE / SUS316

SUS316,316L相当 / PFA （SLG250）

・本質安全防爆取得

・先進のローカルユーザインターフェース
（LUI）
搭載

・液接ガス部材質に耐食性に優れたPTFEを使用（SLR250-□F）

・豊富なアンテナバリエーションにより・液体および粉体のレベル計測や容量計測に最適（計測長 ; 22m Max.）・先進のローカルユーザインターフェース
（LUI）
搭載

用途に合わせた選択が可能

・短い不感帯（アンテナ部先端より50mm）を実現

・卓越した反射波形処理機能

・簡単調整で高い信頼性

・HART通信機能を標準装備

アプリケーションに対応

・低い比誘電率（＞1.6）の液体も計側可能

・コンパクト設計のハウジング・泡計測のような困難なアプリケーションにも対応

・堅牢で信頼性の高い構造

・簡単調整

・4つのボタンによる簡単調整

・液体計測用に最適なtFアルゴリズムとタンク底部での・赤外線通信（キャリブレータ）による簡単調整・プローブ部は容易に交換が可能

マイクロ波透過による計測困難なアプリケーションに・優れた耐食性の一体構造

・HART通信機能を標準装備

・液体の界面計測も可能（計測長 ; 6.1m Max.）・豊富なプローブバリエーションにより多様な最適なCLEFアルゴリズムを搭載
・赤外線通信（キャリブレータ）による簡単調整
・HART通信機能を標準装備

鉄鋼
鉄鋼業の課題である極端な温度変化と粉塵に対応。連続レベル計測は、溶融金属の場合でも、これらの条件に左右されることがありません。
また、エアパージ機能によって冷却されます。
電力
原料炭、微粉炭、フライアッシュ、ボイラー用水などの用途におけるレベル計測に用いられています。

14本社 /〒564-0052 大阪府吹田市広芝町15-32

本 社 営 業 部 /〒564-0052 大阪府吹田市広芝町15-29
TEL.06-6386-8141 FAX.06-6386-8140
東 京 支 店/〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸67
TEL.03-5835-3311 FAX.03-5835-3316
名古屋営業所/〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17
TEL.052-731-5751 FAX.052-731-5780
九 州 営 業 所/〒802-0001 北九州市小倉北区浅野2-14-1
TEL.093-521-9830 FAX.093-521-9834

ホームページ http://www.nohken.com/
取扱店

このカタログの製品名や名称等は、各社の商標または登録商標です。

CAT. NO. 975C

2015. 11. 1,000