ガードフロート

FC形%#601$ᴣ䚭 こガードフロートは、検出接点にリードスイッチを使用した液体用レベルセンサです。水、油、薬液などの各種液体を希望液位において検出し、警報またはポンプ等の制御信号を取り出せます。また、天井とタンクとのスペースが少ない場所にも取り付け可能な、多点検出の液体レベルセンサで、検出液位の設定調整や、信号方向の変更がその場（現場）でできます。

୹䛰≁㛏
１□簡単な調整ケーブルの長さを調整するだけで、簡単に検出液位の調整ができます。また、フロートの方向を上下反転させるだけで信号方向の変更ができます。
２□狭いスペースにも取り付け可能
ケーブルで吊り下げるため、天井とタンクとの間のスペースが少ない場所にも取り付けが可能です。
３□高い信頼性と安全性
高精度リードスイッチの中からさらに当社基準に合った品質性能のものを厳選しており、いつまでも変わらぬ性能と長寿命をお約束します。
４□保守・点検が容易྘㒂䛴ྞ⛘

簡単に引き上げられるため、保守・点検が容易にできます。

ິషཋ⌦

①

下図に示すようにロープにロープクリップで固定されたセンサ部には、液面の上下に伴い上下するフロートが組み込まれています。そのフロート内には、マグネットが内蔵されており、液面の上下に伴うステム内のリードスイッチとマグネットとの相対位置の変化でリードスイッチ接点が開閉します。

②⑤③⑤④④⑥ケーブル⑥キャップ
ロープクリップ
ステム
リードスイッチ

ロープ

⑩⑨⑦⑧

マグネット
フロート
ストッパ

①端子ボックス②フランジ③アイボルト④ロープクリップ
⑤ケーブル

⑥ガード
⑦ロープ
⑧ウェイト
⑨フロート

動作点の設定方法

上昇「ON」の場合

６２３０

下降「ON」の場合

６２６０

a （１００）FC66-□
ａ 寸 法（ ㎜ ）希望液位

FC 55- □ａ 寸 法（ ㎜ ）（１００）

動作位置＝（ロープクリップの下面）＋ ａ寸法【例】 FC５５タイプで動作位置をフランジ下５００㎜に設定する場合
ロープクリップ下面＝５００−６２＝４３８㎜注）１．フロートを上下反転させますと動作方向が反転しますが、FC６６タイプの場合は、動作位置が３０㎜変わりますのでロープクリップの位置を調整してください。
動作方向の指定のない場合は、上昇「ON」で製作いたします。
２. ケーブルとロープを結束する場合は、ロープクリップの上約１００㎜に１ヶ所、フランジ下約１００㎜に１ヶ所結束してください。

据付場所（1）腐食性雰囲気（NH 3 , SO 2 , Cl 2 など）への据付はお避けください。
（2）振動のある場所での据付はお避けください。
（3）
タンクに据付る場合は、タンク周辺にできるだけ据付スペースやメンテナンスエリアを設けてください。

センサの据付センサの据付は、通常タンク上部に取付穴を設けセンサを挿入し取付フランジで固定します。代表的な据付例を下図に示します。

取付座
タンク

レベルセンサ

相フランジ

台管

液面

据付時の注意事項（1）給水口やかくはん機付近などの液体の流れや、波立ちの激しい所への据付はお避けください。やむを得ず据付られる場合は、保護管をご使用ください。
（2）
フランジ取付の場合は、ボルトの締め付けに注意して、垂直になるようにしてください。
（3）外部配線を行う場合は誤配線のないように注意し、また端子ビスの締め付けに十分注意して接触不良、短絡事故を起こさないようにしてください。
（4）電線投入口は確実にシールし、配線管から水が侵入しないように注意してください。
（5）端子ボックス内を濡らしたり、ゴミ、ホコリ、金属物等を入れないでください。
（6）端子ボックスのカバーは、確実に取り付けてください。

外形寸法および主な仕様
形★ FC - 5式

FC 5 5φ210
φ175（130）
18（86）

φ148

L62120120（180）43214×φ19穴

156φ80φ76

φ80

最大接点容量電気
特性

最大使用電流最大使用電圧機
械的
特性

１５ VA
１５ W

AC１ADC

１AAC

２６４ V

DC

２００ V

フ ロ ート 耐 圧 力

２００ kPa Max.

使用温度

−１０ 〜 ＋５０℃

耐衝

撃性

１００ m/s２

本材

ACDC

ケ

体ーブ部

PVC

ル

ハイパロン、φ８.１（２× ０.７５ ㎜２）ABS

端 子 ボ ック ス
質

フラウエ

ロン
イー

ジ

PVC、 JIS １０K １００A 相当 （但し、取付穴４個）

トPVC（内部SS）、φ７６ × H１５６（質量 : 約 ３ ）プ

PP （φ６）
３G／４ 相当

電 線 投 入 口

※４ 防滴 （IP４５）

端 子 ボックス 構 造
そ最 大 フ ロ ート 数

６の

取 付 可 能 管サイズ

４B （１００A） 以上※２※３法（Min.）

２００L - n 寸 法（Min.）

３００１寸動作
特性２００

設定間隔寸法（Min.）
重０.７ 以上

ス イッ チ 応 差

４ ±３ ㎜

液動比

作位

置

ガード上面から下に６２㎜（液比重が「１」の場合）
注）フロートを上下入れ換えますと、動作は逆転します。

★. FC-５形およびFC-６形は、センサ部のみとなっておりますので、ロープおよびウエイト等が必要な場合はご用命ください。

62他 ※１ON液面ON

注）１. ケーブルは標準で６m 付いております。また、最大のケーブル長は、 Max. ３００mです。

※１. １寸法は、フランジ下より設定位置までの寸法を表わします。
※２. L- n寸法は、最終設定位置（ n）と全長（L）との寸法差を表わします。
※３. 設定間隔寸法は、 n - n -１の寸法差を表わします。
※４. IP６５仕様も製作可能です。

★ F C- 6FC 6 6
φ210φ175（130）18（86）

φ14830110L110（180）43214×φ19穴

156

φ60

φ60
φ76

１５ VA
１５ W
１A１A
２６４ V
２００ V
２００ kPa Max.
−１０ 〜 ＋５０℃
１００ m/s２
PVC（フロートのみPP）
ハイパロン、φ８.１（ ２× ０.７５ ㎜2 ）ABS
PVC、 JIS １０K １００A 相当 （但し、取付穴 ４個）
PVC（内部SS）、φ７６ × H１５６（質量 : 約 ３ ）
PP （φ６）※４３G／４ 相当
防滴 （IP４５）

６
３B （８０A） 以上
２００
３００２０００.９５ 以上
４ ±３ ㎜（液比重が「１」の場合）
注）フロートを上下入れ換えますと、動作は逆転しますが、右図のようになります。

液面

60ON30

上昇で「ON」の場合 : ガード上面から下に３０㎜
下降で「ON」の場合 : ガード上面から下に６０㎜

液面ON⤎⥲᪁Ἢ
ガードフロートは、検出接点にリードスイッチを使用しているため接点容量があまり大きくありません。従って負荷の容量がリードスイッチの接点容量内（誘導負荷等の場合は、ピーク値が接点容量内）であれば直接負荷を制御できますが、リードスイッチの接点容量を超える場合は補助リレーあるいは弊社製リレーユニット：RE7000形またはRE7500形を負荷との間に入れて接点増幅してください。
《注意事項》
１. 外部導線を圧着端子にて端子台に接続する場合、圧着端子の外径は７㎜以下のものをご使用ください。
２. 端子ビスはM３.５です。
（推奨圧着端子：R１.２５−３.５）
RE7000形（リレーユニット）との結線例
・下限（渇水）警報の場合〉
1点式の場合 〈上限（満水）

2点式の場合１８０〜２６４V

１８０〜２６４V

９０〜１３２V

９０〜１３２V０V０VℓCom.

E０

E１⑦ON

ポンプ
① NO 開※
RE ７０００ ② C 閉④③ NC 器
E等⑧⑪⑩⑨へ⑤ℓ２ON⑥ℓ１

警報① NO ラRE ７０００ ② C ンプ④E③ NC 等
⑧⑪⑩⑨へ
⑤ℓ１E２

Com.

E０OFF

ℓ１⑥⑦E１E２ℓ１ℓ２

RE７０００形のSELECT. SW で、上限警報（H. ON）、下限警報（L. ON）の切り換えができます。

4点式の場合 （供給制御と上下限警報）
１８０〜２６４V
９０〜１３２V

RE ７０００⑧Com.

⑪E０⑩E１⑦① NO
② C
③ NC
⑨E２④

警報
ラン
プ等
へ

⑤⑥⑦① NO② C③ NC※RE ７０００⑧Com.
ℓ４⑪E０⑩E１⑨E２ℓ２ポン
プ
開閉器
等へ

④⑤⑥RE ７０００⑧Com.

⑪E０⑩E１⑦① NO② C③ NC⑨E２警報
ランプ等へℓ１ℓ３ℓ１⑥ℓ２⑤ℓ３④上限警報ℓ４●

排出・供給制御
下限警報※自己保持機能を正しく動作させるため、必ず E１ 側接点はE２ 側接点より下限側になるよう結線してください。
注）１. ポンプや電磁弁等の制御の場合は２点（始動点・停止点）を１台で制御できます（自己保持機能のため）。
２. 警報接点等のように接点が独立しているときは、１接点につき１台必要です。RE7500形は、独立した2入出力回路を搭載しております。
３. 同一接点に複数個のリレーユニットを接続しないでください。
４. 複数のリレーユニットを使用される場合は、電源の位相は必ず合わせてご使用ください。

取扱上の注意事項（1）
ウエイトはタンクの底に付くように、また、ロープがたるまないようにロープ長を調整してください。
（2）給排水口や撹拌機の付近などの液体の流れや波立ちの激しい所への据付はお避けください。
（3）強磁性体（モータ、電磁弁）の付近への据付はお避けください。
（4）外部結線を行う場合には配線ミスをしないように注意し、また端子ビスの締付に注意して接触不良、短絡事故などを起こさないようにしてください。
（5）電線投入口のシールはしっかりと行い、電線管などから水が侵入しないようにしてください。
（6）端子ボックスカバーは確実に取り付けてください。
（7）端子ボックス内を濡らしたり、ゴミ、ホコリ、金属物等を入れないでください。
（8）
タンク内にセンサを入れる場合、投げ込んだり、急に手を離してタンク内に落としたりしないでください。
ゆっくりとロープを持ってウエイトから順に降ろしてください。
（9）
ケーブルにキズを付けないように注意してください。

故障原因と処理方法
測定物が検出レベルを越えているのに警報が出ない。
《故障原因》《処理方法》

結線ミス。

誤配線がないか確認してください。

フロート挿入方向の間違い。

フロート挿入方向を上下反転させてください。

センサが固定されていない。

ロープクリップを確実に固定してください。

フロート破損。

※１ フロートを交換してください。

リードスイッチ破損。

※２ センサ部を交換してください。

測定物が検出レベルに達していないのに警報が出る。
《故障原因》《処理方法》

結線ミス。

誤配線がないか確認してください。

フロート挿入方向の間違い。

フロート挿入方向を上下反転させてください。

リードスイッチ破損。

※２ センサ部を交換してください。

動作寸法が希望液位と合わない。
《故障原因》
ロープクリップ設定の間違い。

《処理方法》
取扱説明書の取付方法を参考にして再度設定を行ってください。

※１．フロート材質が測定液に耐えない可能性があります。測定液成分を調査してください。
※２．誤配線等により過電流が流れてスイッチが破損した可能性があります。結線等を再調査してください。

RE7000 形

リードスイッチの小容量接点の保護に最適
主な特長

標準仕様

自己保持機能を有し、1台で2警報の制御ができ、ポンプやバルブのコントロールに最適。
検出点に加わる容量は 8V 5mA ACです。
プラグイン取付のため設置が容易。
(ソケットはオプション)
ソケット : オムロン(株)11PFAまたは相当品

独立した２回路（２入出力回路）を搭載
制御盤占有面積およびコスト削減に最適

形式

RE7000

動作抵抗4kΩ以下

復帰抵抗

15kΩ以上

電源電圧

90〜132/180〜264V AC50/60Hz

消費電力

1.5VA Max.

警報出力

リレー接点（1SPDT）

出力接点

240V 5A AC（抵抗負荷）
30V 5A DC（抵抗負荷）

使用温度

0〜＋50℃

配線距離1km Max.

RE7500 形

主な特長

標準仕様

独立した2回路（2入出力回路）を1台のプラグインユニットに搭載。

電源電圧90〜132/180〜264V AC 50/60Hz

標準感度および高感度の感度切り替えが可能。
フェールセーフスイッチを搭載しているため反転動作も可能。
（停電時の異常時にも警報が出力）

消費電力

2 VA Max.

使用温度−10 〜 ＋55 ℃

警報出力

無電圧リレー接点（SPST）検出時 ；リレー励磁／リレー非励磁（切替可能）

電源表示LEDおよび警報表示LED付き。

接点容量

250 V 3 A AC、30 V 3 A DC (抵抗負荷)

センサ部との分離距離は最大1km。
（標準感度、ケーブル ； CVVS 1.25mm2）■ 端子結線図■ 警報動作特性
OV

SELECT. SW.

動作・復帰抵抗

H. ON側L. ON側動作抵抗3k Ω 以下

励磁

非励磁

復帰抵抗

11k Ω 以下

非励磁

励磁

動作抵抗

30k Ω 以下

励磁

非励磁

復帰抵抗

220k Ω 以下

非励磁

励磁

90-132V
180-264V
E

1562
電 源（50/60Hz）

3478

接地9入※動作抵抗および復帰抵抗は、E 1 -E 0 間、E 2 -E 0 間いずれも同じです。
H. ON側；満水警報、L. ON側；渇水警報
感度は感度切替スイッチにより切り替え可能、ただし、2点同時切り替え。

力1011NOCNOC

ARALM-1リレー接点出力E1-E0 間
ARALM-2リレー接点出力
E2-E0 間

E1
E2

センサへ

E0

製品改良のため、おことわりなく仕様変更することがありますのでご了承ください。

ISO9001認証取得

取扱店

1998年1月
本JIS Q 9001
JSAQ 237CM001

登録範囲 :
計測・制御用レベルセンサ及び関連装置の設計、開発、製造及びアフターサービス。
ただし、海外導入品を除く。

社/〒564-0052 大阪府吹田市広芝町15-32

本 社 営 業 部 /〒564-0052 大阪府吹田市広芝町15-29
TEL.06-6386-8141㈹ FAX.06-6386-8140
東 京 支 店/〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸67
TEL.03-5835-3311㈹ FAX.03-5835-3316
名古屋営業所/〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17
TEL.052-731-5751㈹ FAX.052-731-5780
九 州 営 業 所/〒802-0001 北九州市小倉北区浅野2-14-1
TEL.093-521-9830㈹ FAX.093-521-9834

2009. 3. 1,000