ＴＳ０３−００６７

スタートアップマニュアル

レベルセンサ＜フロートタイプ＞
ＦＣ形、ＦＨ形、ＦＭ形、ＦＲ形
ＬＳ形、ＨＭ形、ＯＬＶ‑２０形、ＯＬＨ形、ＳＨ形

本社営業部/〒 564-0052 大 阪府吹 田市 広芝町 15- 29
TE L.0 6 -6 3 8 6- 8 1 41 (代 ) F A X. 0 6- 6 38 6 -8 1 4 0
東 京 支 店/〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸67
TE L.0 3 -5 8 3 5- 3 3 11 (代 ) F A X. 0 3- 5 83 5 -3 3 1 6
名古屋営業 所 /〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17
TE L.0 5 2- 7 3 1- 5 7 51 (代 ) F A X. 0 5 2- 73 1 -5 7 8 0
九州営業所/〒802-0001 北九州市小倉北区浅野2-14-1
TE L. 0 93 - 5 2 1- 9 8 30 ( 代) F A X . 0 93 - 5 21 - 9 8 34

目 次

１．取扱上の注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・

P. 1

２．据付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

P. 2

３．結線 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

P. 4

・製品改良のため、おことわりなく仕様を変更することがありますのでご了承ください。
・特殊仕様の場合は本文の内容と一部異なることがありますがご了承ください。

[取扱上の注意事項]

1.取扱上の注意事項(1)(5) センサを塗装する場合、銘板に塗装すると内容が読めなくなり、メンテナンス等に支障を来す可能性があります。

センサを床等の上に置く場合、水平な場所に横たえてください。立てて置くと倒す可能性が非常に高くなります。
また、センサを落とすなどの強い衝撃を与えないでください。

(6) 強い磁界の影響がある所(大型モータ付近等)での使用、保管等は行わないでください。
本センサはマグネットの磁力により動作するため、強磁界体の影響を受け誤動作する可能性があります。
(7)

金属浮遊物がある液体には使用しないでください。本製品はマグネットを使用しているため、鉄粉等により誤動作する恐れがあります。

(2) 腐食性雰囲気(NH３,SO２,Cl２等)での使用、保管等は行わないでください。センサの内部にこれら腐食雰囲気が中に入り、内部回路が腐食され、導通不良となる可能性があります。

(8) 高粘度、あるいは多量のスラッジを含む液体、または、付着性結晶性のある液体の場合は、フロート、ステムを定期的に洗浄してください。付着物が増加してきますとフロートの動きが妨げられ、動作に支障をきたす可能性もあります。

(3) 大きな振動のある場所での使用、保管等は行わないでください。大きな振動がある場合は、その発信源を断つか、振動がセンサに伝わらないようにしてください。

(9) 繰り返し圧力のかかる場所には設置しないでください。

(4) レベルセンサを運ぶ場合、ステムがたわまないように注意してください。長軸物の場合は特に注意してください。

(10) ケーブルに傷を付けないように気をつけてください。

1２.据付[共通][据付](6) フランジ取付の場合タンク側の相フランジとセンサ側のフランジを合わせ、適切な工具を用いて規格に合ったボルトで固定してください。またセンサは垂直になるように取り付けてください。タンクに圧力がかかる場合はガスケットを使用して漏れ止めを行ってください。

 警告

レベルセンサは防爆構造ではありません。可燃性、爆発性ガス又は蒸気の発生する場所では絶対に使用しないでください。
(1) 給排水溝や、攪拌機などの液体の流れや波立の激しい場所への据付はお避けください。
フロートの動作が不安定になります。

(7) センサを据付する場合、投げ込んだり、急に手を離してタンク内に落としたりしないでください。またフロートがフランジの台管に当たらないように取り付けてください。
(8) 雨ざらしの場所で設置しないでください。
リード線出口は防滴構造ではありません。

(2) タンク内でフロートの動きを妨げる障害物(パイプ配管等)がない場所に据え付けてください。障害物により、フロートの動作に支障を与える可能性があります。
(9) フランジ取付の場合は、ボルトの締め付けに注意してセンサが垂直取付の場合はフランジが水平、横取付の場合はフランジが垂直になるように取り付けてください。

[OLH形]
OLH形をタンク内から設置する場合、本体のフランジ部に付いている突起方向を確認してセンサを設置してください。
また、タンク外から確認する場合、ねじなし部が左右どちらに付いているかで確認してください。

(3) 測定液体に流動がある場合は、保護パイプをご使用ください。保護パイプには液体の流通する穴を設けてください。
(4) タンクにセンサを設置する場合は、作業性の点でタンク周辺にできるだけ取付けスペースやメンテナンスエリアを設けてください。
特にタンク取付けの上部には、センサの全長と同じ空間の寸法が必要です。
(5) ネジ取付の場合、適切な工具を用いてプラグを取付座に固定してください。センサは垂直になるように取り付けてください。

2[据付]
[SH形]

[FM形]

上がりONの場合プラグ部の矢印を↑、下がりONの場合はプラグの印を↓にして設置ください。

FM11、13、14、16形は端子ボックス側から見て電線グランドを右側に位置するように取り付けた場合、上がりONとなります。
FM12形はAB両接点タイプなので電線グランドを下向きに取り付けてください。A‑C間にて上がりONとなり、B‑C間にて下がりONとなります。
但し、A接点、B接点のON域が重なる位置がありますのでC接点としては使用しないでください。

[HM形]
端子ボックス側から見て電線グランドが下側に位置するように取り付けてください。
動作は、液面上昇により端子Ｂ−ＣがONとなり、液面下降により端子台Ａ−Ｃ間がＯＮとなります。
可動部であるマグネットホルダに電線等、動作の妨げになるようなものがあたらないようにしてください。

[FC形]
通常タンク上部に取付穴を設けセンサを挿入し取付フランジで固定します。
ウエイトはタンク底に付くように、またケーブルがたるまないようにロープ長を調整ください。

3

[結線]

3.結線 警告作業を行う前に結線する電線の電源を切ってください。通電状態で作業を行うと、感電、漏電および充電部同士が短絡して発火する危険性があります。
(1)

使用しているリード線の心線は、AWG22(0.3mm2 相当)であるため、圧着端子による接続をお勧めします。その場合、心線を2 つに折り曲げ太くして圧着してください。

(3)

外部結線を行う場合には配線ミスをしないように注意し、また端子ビスの締付に注意して接触不良、短絡事故などを起こさないようにしてください。

(2)

検出接点にリードスイッチを使用しているため接点容量が大きくありません、必要に応じてダイオード、バリスタ、保護回路等のサージアブソーバによる保護回路を付加してください。

(4)

結線後カバーを確実にしめ、水やほこりが浸入しないようにしてください。

FR形
端子ボックスありの場合・PVC 製ボックス，ADC 製ボックス仕様

端子ボックスなしの場合

4

[結線]
OLV-20形
端子ボックスありの場合（2 点式には特殊でコモン回路仕様があります。）

・PVC 製ボックス，ADC 製ボックス仕様

・フェノール製ボックス仕様

端子ボックスなしの場合（2 点式には特殊でコモン回路仕様があります。）

・標準仕様

・耐熱仕様（120℃Max.）

5

[結線]
FM形

※FM11、13、14、16 形はセンサの向きで動作方向が変更出来ますので結線の変更はいりません。

HM形※結線で動作方向が変更出来ますのでセンサの向きの変更はいりません。

FC形

結線例
結線例
代表的な結線例(注) １．誘導負荷を使用する場合の負荷定格はフロート接点容量の1/10以下のものをお選びください。
２．負荷定格がフロートの接点容量を超える場合は図２のように補助リレーを使用してください。
３．補助リレーはヒンジ形小型リレーまたは弊社製リレーユニットＲＥ７０００をお使いください。

6

[結線]
弊社製リレーユニット
弊社製リレーユニット RE7000 形を使用した使用した場合した場合の場合の制御回路
・各センサとリレーユニットRE7000形との代表的な結線例を下図に示します。
・リレーユニットの端子ビスはM3です。丸型圧着端子(R1.25-3)などを使用して結線を行ってください。
・リレーユニットには電源スイッチ、ヒューズはありません。必要な場合は別途設けてください。

FR形・FH形・LS形・OLV-20形 / RE7000(RE7100)形

7[結線]
FM形・HM形・SH形・OLH形 / RE7000形

FC形 / RE7000形

8

[結線]
動作確認
フロートを動かし、内部のスイッチが正常に開閉動作することを確認して下さい。

スイッチ接点スイッチ接点の接点の保護回路(1) リレー、ソレノイド、トランス等の誘導負荷に使用する場合、逆起電圧の発生によりスイッチ接点が損傷し寿命が短くなるため、保護回路の設置をお勧めします。
保護回路としては、下図の方法があります。

(3)ランプ負荷(フィラメント電球等)は ON 直後に突入電流が流れるため、スイッチ接点の保護回路が必要です。保護回路として下図の方法があります。

(2) コンデンサを含む回路でキャパシタンスの充放電により電流が無負荷でスイッチに流れ込む回路になっている場合、スイッチ接点が損傷し寿命が短くなるため、保護回路の設置をお勧めします。保護回路として右上図の方法があります。

9

−メモ−10