PROCESS AUTOMATION

最大計測100m、大形サイロに最適…

CAT. NO. 980D

余裕のパワーで大形貯蔵サイロの粉体計測にも優れた性能を発揮。

●高温で粉塵の激しい場所でも使用可能。
SLR 460は、セメントサイロのような高温で激しい粉塵の伴う場所でも信頼性の高い計測を提供します。

●角度調整器を標準装備。
粉面の状況にあわせた最適な取付角度の調整が可能です。

●堅牢で信頼性の高い構造。
頑丈な構成部品によりホッパ内の雰囲気や温度条件にもほとんど影響を受けません。

●極めて高いSN比と先進のエコー処理技術。
24GHzの特性により、粉体や低い比誘電率（＞1.4）の液体にも優れた反射波を得ることができます。
また、先進のエコー処理アルゴリズムにより、困難な粉体計測にも高い信頼性を提供します。

●自己校正、自己診断機能を内蔵した安心設計。
●キャリブレータによる設定。
キャリブレータ（赤外線通信）設定のため、ハウジングを開け設定する必要がないため、LCDが汚れたり破損することがありません。

●HARTR○やProﬁbus-PA（オプション）にて通信可能。

マイクロウェーブ式レベル計SLR460は、連続周波数変調方式（FMCW方式）を採用しています。

■動作原理

計測対象物に向けて周波数が直線的に変化するマイクロ波を発信します。
ある時間（t 1 ）にある周波数（f 1 ）で送信されたマイクロウェーブ信号は、レベル（dB）測定物で反射して帰ってくるまでに要した時間Δt（ t 2−t 1 ）後には、送信信号の周波数 f 2 に変化しています。この時の送信信号と受信信号の周波数差Δf が距離 D に比例しています。

周波数

したがってΔt＝2×D /C（C : マイクロウェーブの速度）から距離 Dを求めることができます。
送信受信（最大）
ff1

Δf｛

D

計測物からの反射波f0（最小）
ft0

t1｛

距離Δt

時間（t）

■標準仕様/寸法図
SLR 460-XH

式66.5
R11（237）（116.5）（287）

穴数 : 851.

101R142φ20
φ24（10）（153）

4662（264）

φ28（120）5形

ユニバーサル 6''フランジ（JIS 10K 150A 相当）■キャリブレータ（φ120）（285）●材質 : ABS樹脂★オプション部品●表示切替又はパラメータ設定

キーボード●赤外線LEDにより設定(コネクタなどの接続部分なし)
注. 調整時以外は室内で保管してください。
但し、水分・ガス等のない所に限ります。

（φ97.5）
ダストカバー

計

測対

周象

波

度

8°

長0.35〜100m（フランジ下面基準、延長アンテナ仕様は異なる）

精度±0.25% F.S.または±25mm（どちらかの最大値）

繰 り 返 し性

±10mm

性

計測可能比誘電率εr＞1.4作計

角

粉粒体
24.2〜25.2GHz（FMCW方式）

特動

ビ ー ム

物数

測表

示

2行16文字表示LCD（バックライト付）、レベル値などの計測状態の確認（選択可）

インターフェー ス

電気的特性

電

赤外線通信
（キャリブレータとの通信）

源

消費

電

100〜230V AC ±15%（50 / 60Hz）

力

12VA

ヒ ュ ー ズ 定 格
出

SI1 : 4×20mm、1A、250V AC（即断ヒューズ）

力

出力信号；4〜20mA DC（アイソレーション出力）/ 出力精度；±0.1%F.S.
600Ω Max.

許 容 負 荷 抵 抗
リ レー

周囲状況

耐出

圧

50V DC、200mA、5W Max.
（抵抗負荷時）（、A接点またはB接点選択）

力

50kPa

力

−40〜＋200℃（但し、ハウジング内部温度は85℃以下のこと）「グラフ : A参照」

測 定 対 象 物
周囲

温構

−40〜＋65℃（ただし、LCDは−10〜＋55℃）度
造IP 67（ハウジング部）

材ア ン テ ナ

そ質

フラ ン

SUS304 / PTFE
（Oリング:FKM / FPM）

ジSUS304

ハ ウジング

ADC（ポリエステル塗装）

角度調整器の※1 取付寸

SUS304※2 ユニバーサル 6''フランジ（JIS10K 150A 相当、t＝10mm）法

電 線 投 入 口

M20×1.5（2ケ所）

他※3 φ6〜φ10

適 用ケーブル外 径

電源用 : 2心シールドケーブル（推奨:CVVS,2mm2）、
出力用 : 2心シールドケーブル（推奨:CVVS,1.25mm2）

接 続 ケ ーブ ル
質
通信機

タ イプ

量

約 12.2 kg

能負荷 : 600Ω Max.
（カップリングモジュール使用時は500Ω Max.）
HART（a）（b）
ケーブル長さ : ≦1.5km（多心シールドケーブル使用時）（c）
プロ
トコル : HART, Version5.1（HART接続時の最小負荷は230Ω Min.）

延長アンテナ仕様

エアパージ仕様

エアパージ・延長アンテナ仕様★ オプション部品
ダストカバー :（264）（10）

グラフ : Aフ付

寸圧ラン

法（φ97.5）（φ97.5）50kPa Max.
SUS 304

パージコネクタ
エアパージ仕様
パージエア圧力UL
100200※4 ユニバーサル 6''フランジ（JIS10K 150A 相当、t＝10mm）ジ

延 長 アンテ ナ※6（注）

力量

50（L）

（285）

UL
L100
385
200
485
5007851000 1285

角 度 調 整 器
質60

UL

UL
（L）
（φ97.5）

耐最大フランジ温度及びプロセス温度対許容周囲温度
70

周囲温度︵℃︶（注）

取（287）

パージコネクタ
1/8 NPT

（10）

（264）

（287）

パージコネクタ
1/8 NPT

（10）

（264）

（287）

ホーン内面に対する付着対策用部品注）.ダス
トカバーをご使用の場合、取付フランジは 6''タイプをご使用ください。
（ホーン外径＞φ100）
また、3''ホーンタイプもご用意しております
ので弊社営業窓口にご確認ください。

SUS 304※5 約 13.0 kg※5 約 13.0 kg

約 12.2 kg

SUS304（UL）

SUS304（UL）
1/8 NPT
620〜750 kPa

注.延長アンテナ仕様で200mmおよび1000mmの場合は、100mmおよび500mmの延長アンテナが2本継ぎとなります。

L385485

フランジ部
温度（℃）
00

使用温度（℃）

125 150 175 200※1. センサ取付ノズル寸法にご注意ください。
※2. ユニバーサル 4''フランジ（JIS10K 100A相当）も製作可能です。
※3. 適用ケーブル外径はφ6〜φ10mmですが、電線投入口から端子台までの貫通穴の外径はφ9mmのため、φ9〜10mmのケーブルを使用する場合、電線グランド部から先は被覆を除去した状態で入線のこと。
※4. ユニバーサル 4''フランジ（JIS10K 100A相当）も製作可能です。
（センサ取付ノズル寸法にご注意ください）※5. 質量は、延長アンテナ長が100mmの場合を表示しております。
※6.エアーパージは、間欠（1工程または1日に1回程度）で実施してください。

ご注文の際には、次の事項をご連絡ください。
●装置名称 / 用途名●タンク略図称()途(A台管)●プロセス条件

・測定物温度h7

φD1

用max.(h2スパン点位置h5

φD3max.(台管部詳細
h6h4h1)℃ / min.()℃)℃ / min.()℃

・タンク内温度・タンク内圧力□開放タンクB
台管C

マンホール)MPa(G) /Min. ()MPa(G)・粉塵の有無φD4※タンク形状が異なる場合は、別紙などにて形状/寸法を記入してください。

Max.(・付着性の有無

h8

h3ゼロ点位置□水蒸気

マンホール部詳細

□有 □無
□有 □無
□測定物ベーパ●タンク形状及び寸法

・タンク高さ(h1)()m・タンク直径(φD1) (・タンク天井形状
・タンク底形状

□平面状
□平面状

・投入方法

(・投入口位置□中央□中央・排出口位置)m

□円錐状
□円錐状

/

・タンク材質/接液部材質 (角形タンクの場合 (□パラボラ状□パラボラ状)/)m ×)()m・天上部寸法(h2) ()m

・底部寸法(h3))m(・排出方法()□側壁付近 (側壁からの距離□側壁付近 (側壁からの距離mm)

・投入量()mm)

・排出量()●設置条件

・障害物有無□タンク中央□側壁付近 (側壁からの距離(A) :mm)
□マンホール (内径(φD4) :mm / 位置(B) :mm / 位置(C) :□無□有 ( □はしご□コイル□梁□その他

・台管内径(φD3)()mm

・設置高さ(h6)()mm

・許容計測速度()m/min.

・台管高さ(h7)()mm

・ゼロ点位置(h5)()m・許容計測精度(±)mm)℃

・スパン点位置(h4)()m

・取付サイズ()・取付位置

・ハウジング部最高温度 (□タンク外からの計測mm / 高さ(h8) :mm))●測定物に関する条件()

・測定物性状□見掛比重 ()

・測定物比誘電率()

・測定物名称●電源電圧

取得防爆規格・測定物状態 □安息角(・SUS304/SUS316に対する腐食性の有無 □有□100V AC □200V AC □24V DC □その他(海外規格°)□無)Certiﬁcate No. Sira 06 ATEX 9218X
Ⅱ1D Ex tD A20 IP67 T85℃
（Tamb＝−40℃〜＋65℃）

製品改良のため、おことわりなく仕様変更することがありますのでご了承ください。
製造元

取扱店

発売元

本社/〒564-0052 大阪府吹田市広芝町15-32

本 社 営 業 部 /〒564-0052 大阪府吹田市広芝町15-29
TEL.06-6386-8141㈹ FAX.06-6386-8140
東 京 支 店/〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸67
TEL.03-5835-3311㈹ FAX.03-5835-3316
名古屋営業所/〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17
TEL.052-731-5751㈹ FAX.052-731-5780
九 州 営 業 所/〒802-0001 北九州市小倉北区浅野2-14-1
TEL.093-521-9830㈹ FAX.093-521-9834

ノーケンホームページ http://www.nohken.com/

2011. 7. 1,000