目 次

ＴＳ０３－００６５

スタートアップマニュアル

レベル計＜静電容量タイプ＞

１．取扱上の注意事項

・・・・・・・・・・・・・

P.１

２．据付

・・・・・・・・・・・・・

P.２

３．結線

・・・・・・・・・・・・・

P.４

４．調整
ＣＭ３３，ＣＭ３５０

ＣＭ形、ＣＧ形、ＣＧＭ形

ＣＧ３１０，ＣＧ４００
ＣＧＭ１□□０・・・・・・・・・

P.９

・・・・・・・・ P.１０

・・・・・・・・・・・・ P.１３

ＣＭ３０００，ＣＭ７０００

・・・・・・ P.１６

ＣＭ－Ａ・・・・・・・・・・・・・・ P.１８

ＣＭ－Ａ６

・・・・・・・・・・・・・・ P.１９

本社営業部/〒564-0052 大阪府吹田市広芝町15-29
TEL.06-6386-8141(代) FAX.06-6386-8140
東 京 支 店/〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸67
TEL.03-5835-3311(代) FAX.03-5835-3316
名古屋営業所/〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17
TEL.052-731-5751(代) FAX.052-731-5780
九州営業所/〒802-0001 北九州市小倉北区浅野2-14-1
TEL.093-521-9830(代) FAX.093-521-9834

・製品改良のため、おことわりなく仕様を変更することがありますのでご了承ください。
・特殊仕様の場合は本文の内容と一部異なることがありますがご了承ください。

［取扱上の注意事項］

１.取扱上の注意事項
センサ / 変換器
(1)大きな振動のある場所での使用、保管等は行わないでください。大きな振動がある場合はその発生源を断つか、振動がセンサに伝わらないようにしてください。

［据付］

２.据付
警告

センサ、変換器は防爆構造ではありません。可燃性、爆発性ガス又は蒸気の発生する場所では絶対に使用しないでください。

(4)センサを塗装する場合、銘板に塗装すると、内容が読めなくなり、弊社のメンテナンスサービス等に支障をきたす可能性がありますので留意してください。

センサ(5)タンクにセンサを設置する場合は、作業性の点で、タンク周辺にできるだけ取付スペースやメンテナンス
エリアを設けてください。特にタンク取付の上部には、センサの全長と同じ寸法の空間が必要です。
これは後のメンテナンスも考えて、据付後も確保しておいてください。

(1)梱包ケースを開け、中からセンサを取り出してください。センサを持つ場合は、最低１ヶ所は取付ねじ部、又はフランジ部をお持ちください。

(2)モータ、ポンプおよびインバータ等のノイズ発生源や高周波電界を発生する超音波洗浄装置、トランシーバ
等の近くでは、誤動作する場合があります。

(2)長さ1500mm以上のセンサは、２人以上で取り扱ってください。１人で取り扱いますと、センサを他のものにぶつけたり、検出部が曲がることにより、動作不良を起こす可能性が高くなります。
(3)液体の流れや波立ちの激しい場所には設置しないでください。やむをえず、設置される場合は金属製の保護管をご使用ください。
保護管はセンサ取付部及びタンクと電気的に接続するよう、設置してください。
保護管には、必ず計測範囲より上部にエア抜き穴を設けてください。エア抜け穴が計測範囲内にあったり、あるいは無かったりしますと、計測できません。

(3)腐食性雰囲気(NH３, SO２, Cl２等)での使用、保管等は行わないでください。
センサ内部にこれらの腐食性雰囲気が中に入り、内部回路が腐食され破損する可能性があります。

(6)障害物(パイプ配管等)が無い場所に据え付けてください。障害物を避けられない場合は金属製の保護管を設置してください。

(4)絶縁パイプに傷を付けないでください。

1

2

［据付］
(7) 金属タンクに据え付ける場合は、ねじ(フランジ)部とタンクが電気的に導通するように取り付けてください。

C．CM-□□形

［結線］

3.結線
警告

作業を行う前に結線する電線の電源を切ってください。通電状態で作業を行うと、感電、漏電および充電部同士が短絡して発火する危険性があります。

(8) 非金属タンクに据え付ける場合は、タンク内に電極の寸法長より長い金属の棒を電極と平行に設置し、ねじ(フランジ)部と電気的に導通するように接続しててください。
又、ねじ(フランジ)部が接地(Ｄ種接地 100Ω以下)
されるように、アース線を設けてください。

CM300/CM3000, CM700/CM7000, CGM

接地端子はＤ種接地(接地抵抗 100Ω以下)の
良質な地線に接地してください。

(1) センサと変換器間の入出力信号線

CM33, CM350, CG310, CG400

A．CM300, CM700, CM33, CGM300, CG310, CG400 形

形式
CM300/CM3000
CM700/CM7000(1) 入出力信号線
形式
CM33, CM350
CG400

変換器
(1) 下図に示しますようにタップを設け、取り付けてください。
CM7000は、36mmDINレールでも取付可能です。

推奨ケーブルCVVS 1.25 mm２ 4心
CVVS 1.25 mm２ 2心
電源用 IV 2×2.0mm２×2本
または CVV 2.0mm２×2心CG310
信号用 CVVS 1.25 mm２ 2心
動力ケーブルやマグネットスイッチなどの配線と平行して引き回さないでください。

電源用 IV 2×2.0mm２×2本
または CVV 2.0mm２×2心CGM300/
信号用 CVVS 1.25 mm２ 2心CGM1□□0
センサ接続用 CVVS 1.25 mm２ 2心または RG62A/U
動力ケーブルやマグネットスイッチなどの配線と平行して引き回さないでください。
(2) センサと変換器間の分離距離：200 m Max.
(3) 出力信号(4～20 mA DC)の負荷抵抗：600Ω以下(2) 出力信号(4～20 mA DC)の負荷抵抗〔取り付けピッチ〕

形式
CM33, CM350
CG310

推奨ケーブルCVVS 1.25 mm２ 3心(4) 入出力信号の配線シールド線は、必ずセンサ側で１点接地を行ってください。

負荷抵抗500Ω以下600Ω以下(5) センサと変換器の端子を結線してください。
ビスの固定は必ず、工具を使用してください。

B．CM350 形
CG400

センサ/変換器

端子ビス

推奨圧着端子CM300, CM700
CGM300

M3
M4

R1.25-3
R1.25-4

CM3000, CM7000
CGM1□□0

M3.5
M4

R1.25-3.5
R1.25-4

CM-□□ / CM-A, CM-A6(3) センサの端子を結線してください。ビスの固定は必ず、(1) センサと変換器間の入出力信号線は、高周波ケーブル
工具を使用してください。
を使用し、動力ケーブルやマグネットスイッチなどの形式
端子ビス
推奨圧着端子配線と、平行して引き回さないでください。
CM33, CM350
M3
R1.25-3
又、ケーブルの切断、延長は避けてください。
長さを変更されるときは、変換器の再調整(Ｐ18,19)
CG310, CG400
M4
R1.25-4を行ってください。
(4) ケーブルのシールド線は、電源側で１点接地を行ってください。

(2) 出力信号(4～20 mA DC)の負荷抵抗：600Ω以下(3) センサの端子を結線してください。ビスの固定は必ず、工具を使用してください。センサ側の端子ビスにはＭ３ねじを使用しているため、圧着端子はＲ1.25-3
又は同等サイズを使用してください。
変換器側の端子ビスは下表を参照ください。
変換器
CM-A
CM-A6

(2) 高温多湿での設置は避けてください。

3

4

端子ビス
M3
M3

推奨圧着端子R1.25-3
R1.25-3

結線図

［結線］

［結線］
CG310

CM33
(1) ケーブルのシールド線は、電源側で接地を行ってください。
・推奨ケーブル：CVVS 1.25 mm２ 4心(1) ケーブルのシールド線は、センサ側で接地を行ってください。
・推奨ケーブル：電源用 IV 2×2.0mm２×2本 または CVV 2.0mm２×2心信号用 CVVS 1.25 mm２ 2心CG400(1) 入力電源は、18～30V DCです。
(2) ケーブルのシールド線は、センサ側で接地を行ってください。
・推奨ケーブル：CVVS 1.25 mm２ 2心CGM300/CGM1□□0・推奨ケーブル：電源用 IV 2×2.0mm２×2本 または CVV 2.0mm２×2心信号用 CVVS 1.25 mm２ 2心センサ接続用 CVVS 1.25 mm２ 2心 または RG62A/U
CM350(1) 入力電源は、24V DC ±10%です。
(2) ケーブルのシールド線は、電源側で接地を行ってください。
・推奨ケーブル：CVVS 1.25 mm２ 4心

5

6

［結線］
CM300/CM3000
・推奨ケーブル：CVVS 1.25 mm２ 3心［結線］
CM-□□/CM-A(1) センサ－変換器間の配線に用意する高周波ケーブルは添付のものを使用し、ケーブルの切断・延長は避けてください。ケーブル長さを変更されるときは、計器の再調整(Ｐ18)を行ってください。

CM700/CM7000
CM-□□/CM-A6

・推奨ケーブル：CVVS 1.25 mm２ 3心(1) センサ－変換器間の配線に用意する高周波ケーブルは添付のものを使用し、ケーブルの切断・延長は避けてください。ケーブル長さを変更されるときは、計器の再調整(Ｐ19)を行ってください。

78

［調整(CM33,CM350形)］［調整(CG310,CG400形)］

4.調整

センサ【CG310, CG400】
センサ【CM33, CM350】［運転前の注意事項］[入力信号調整](1) 通電する前に、入力、出力、電源、アースの各部が・検出部に測定対象物が接液しないように液面を下げて正しく接続されていることを確認してください。
ください。
特に入、出力の極性、負荷抵抗に注意してください。 ・テスタのテスタ棒を入力信号テストポイントT.P1(赤に＋、黒に－)に差し込んでください。
(2) 電源を投入してから約10～20分位は計器の初期浮動(レンジ：mV DC）
が少しありますので、電源を投入してから約30分
・T.P1 の電圧がマイナス電圧かプラス電圧の時には、経過した後、調整を行ってください。
入力信号調整トリマ VC1 を回し、微調整は VC2 を使用して、ゼロに合わせてください。
［各部の名称と機能］
CM33, CM350[ゼロ、スパン調整］(1) ゼロ調整
・出力信号テストポイントT.P2 にテスタのテスタ棒を差し込んでください。(レンジ：mA DC)
・液面がゼロ点の位置で、ゼロ調整トリマを回して、4 mA に合わせてください。
※このとき、CM350のデジタル表示は“00.0”です。
(2) スパン調整
・液面を上昇させ、液が 100 % になった時、液面の静止を確認してからスパン調整トリマを回して、20 mA に合わせてください。
※このとき、CM350のデジタル表示は“100.0”です。
(出力信号の調整時、又はレベルの計測中には入力信号ゼロ調整トリマは回さないでください。回しますと、
入力信号調整のやり直しが必要となります。)
・測定対象液を調整時にスパン点まで投入できない場合は、投入できる高さ(50 % あるいは 60 % 等)のレベルに合った出力電流値にスパン調整トリマを回して、合わせてください。後日、測定対象液がスパン点になった時点での出力電流値を必ず確認してください。

ＣＭ３５０
ＣＭ３３
① 入力信号テストポイント② 入力信号調整トリマ③ 入力信号微調整トリマ④ 出力信号テストポイント⑤ スパン調整トリマ⑥ ゼロ調整トリマ

T.P1
VC1
VC2
T.P2
SPAN
ZERO

(赤)(黒)(360°回転)(360°回転)(赤)(黒)
(３回転)
(３回転)

注意
VC1、VC2を使用して調整する場合、赤マーキングを
端子台の反対側にして行ってください。赤マーキングの
位置を９時方向から３時方向まで時計回りに回すと、電圧が上昇します。３時方向から９時方向まで反時計回りに回すと、電圧が下降します。

CM33, CM350［運転前の注意事項］(1) 通電する前に、入力、出力、電源、アースの各部が正しく接続されていることを確認してください。
特に入、出力の極性、負荷抵抗に注意してください。
(2) 電源を投入してから約10～20分位は計器の初期浮動が少しありますので、電源を投入してから約30分経過した後、調整を行ってください。

注意［各部の名称と機能］
CG310, CG400「OP」が点滅している時に[ENT]キーを押すと、動作状態となり、パラメータのデータを更新します。
各パラメータで確定したデータをキャンセルしたい場合は、「OP」が点滅している時に、[MODE]キーと[DOWN]キーを2秒以上長押ししてください。
この場合、調整中のデータは更新されませんので、必要であれば、再度、調整を行ってください。
センサ調整時に電源が切断された場合は、調整データの更新を行ったパラメータのみ保存され、調整中のデータは保存されていません。
電源投入後、再度、調整を行ってください。

① モードキー([MODE]キー)
調整モードの変更、入力のキャンセル② エンタキー([ENTキー])
入力の決定③ アップキー([UP(SPAN)]キー)
調整モード、設定値、パラメータの変更④ ダウンキー([DOWN(ZERO)]キー)
調整モード、設定値、パラメータの変更⑤ モード表示動作モードを示す⑥ 単位表示表示単位を示す(表示される単位の説明は11ページ参照)⑦ データ表示
計測値、設定値およびパラメータを示す⑧ 調整モード表示
調整モード表示およびパラメータを示す

VC調整時の位置
各トリマの溝サイズ：W0.6mm
必要工具：小形マイナスドライバ

9

警告
センサ調整時、出力信号が切り替わることにより、他の装置の運転が開始、または停止し、事故が発生する可能性が考えられます。
このため、出力信号端子の結線を外す、もしくは、他の装置が動作しないように対策を行った後、調整を行って
ください。

10

［調整(CG310,CG400形)］
各モードの表示案内・切り替え操作フロー［調整(CG310,CG400形)］[ゼロ、スパン調整]
ゼロ点・スパン点調整はボタンによるワンプッシュ ☆測定液をゼロ点・スパン点まで上下できない場合調整が可能です。また、測定液の液位をゼロ点、の、任意点の液位[%]計算式
スパン点まで上下できない場合でも、２点の液位を入力することにより、ゼロ点・スパン点設定が可能(任意点の液位[m](A)－タンク底からゼロ点までです。
の距離[m](B))／センサ計測長[m](C)×100%
例えば、測定液の液位を20%～80%までしか上下＝任意点の液位[%]できない場合は、液位20%時にゼロ点設定：20.0%と入力、液位80%時にスパン点設定：80.0%と入力する 例) 任意の液位：2m, タンク底からゼロ点までのことにより、マイコンでゼロ点・スパン点を
距離：1m, センサ計測長：2mのとき自動計算し、計測長に応じた電流値を出力します。
(2[m] - 1[m]) / 2[m]×100% = 50%
・ゼロ点調整時①液位をゼロ点、もしくは任意の点まで投入する。
②ゼロ点の簡単調整で0.0%もしくは任意の点での値(%)を入力(P-01でも設定可能)③設定完了
・スパン点調整時①液位をスパン点、もしくは任意の点まで投入する。
②スパン点の簡単調整で100.0%もしくは任意の点での値(%)を入力(P-02でも設定可能)
③設定完了
注意
ゼロ点・スパン点調整を同じ液位で設定しないでください。同じ液位でゼロ点・スパン点を設定されますと、出力電流がふらつきセンサが正常に動作しません。

[パラメータリスト]
パラメータを設定する際の書き込み用紙として使用してください。
P-No.
P-00
P-01
P-02
P-03
P-04
P-07
P-08
P-09
P-93
P-94
P-96
P-99
t1
t2

パラメータ項目
タンク空点設定
ゼロ点調整
スパン点調整ゼロ点出力電流調整
スパン点出力電流調整
ゼロ点距離設定
スパン点距離設定
誘電率補正
4mA DC 出力電流値微調整
20mA DC 出力電流値微調整
電極定数設定初期化
出力電流テスト
LCD表示テスト【初期値】

入力可能範囲【0.0%】【100.0%】【4.00mA】【20.00mA】【0mm】【1000mm】【0mm】

0.0%～100.0%
0.0%～100.0%
3.00mA～21.00mA
3.00mA～21.00mA
0mm～4000mm
0mm～4000mm
ゼロ点設定距離P-07～スパン点設定距離P-08
0.0%～100.0%
0.0%～100.0%
0.0%～100.0%
0.0%～100.0%-5.0%～105.0%に応じた出力電流値【1.000】【1999】※ 各パラメータの説明は、取扱説明書を参照してください。

11

12

入力値

［調整(CGM1□□0形)］［調整(CGM1□□0形)］
各モードの表示案内・切り替え操作フロー

変換器【CGM1□□0】［運転前の注意事項］(1) 通電する前に、入力、出力、電源、アースの各部が正しく接続されていることを確認してください。
特に入、出力の極性、負荷抵抗に注意してください。
(2) 電源を投入してから約10～20分位は計器の初期浮動が少しありますので、電源を投入してから約30分経過した後、調整を行ってください。

警告
センサ調整時、出力信号が切り替わることにより、他の装置の運転が開始、または停止し、事故が発生する可能性が考えられます。
このため、出力信号端子の結線を外す、もしくは、他の装置が動作しないように対策を行った後、調整を行って
ください。
注意

［各部の名称と機能］
CGM1□□0「OP」が点滅している時に[ENT]キーを押すと、動作状態となり、パラメータのデータを更新します。
各パラメータで確定したデータをキャンセルしたい場合は、「OP」が点滅している時に、[MODE]キーと[DOWN]キーを2秒以上長押ししてください。
この場合、調整中のデータは更新されませんので、必要であれば、再度、調整を行ってください。
センサ調整時に電源が切断された場合は、調整データの更新を行ったパラメータのみ保存され、調整中のデータは保存されていません。
電源投入後、再度、調整を行ってください。

① モードキー([MODE]キー)
調整モードの変更、入力のキャンセル② エンタキー([ENTキー])
入力の決定③ アップキー([UP(SPAN)]キー)
調整モード、設定値、パラメータの変更④ ダウンキー([DOWN(ZERO)]キー)
調整モード、設定値、パラメータの変更⑤ モード表示動作モードを示す⑥ 単位表示表示単位を示す(表示される単位の説明は14ページ参照)⑦ データ表示
計測値、設定値およびパラメータを示す⑧ 調整モード表示
調整モード表示およびパラメータを示す※ 各パラメータの説明は、取扱説明書を参照してください。

13

14

［調整(CGM1□□0形)］[ゼロ、スパン調整]
ゼロ点・スパン点調整はボタンによるワンプッシュ ☆測定液をゼロ点・スパン点まで上下できない場合調整が可能です。また、測定液の液位をゼロ点、の、任意点の液位[%]計算式
スパン点まで上下できない場合でも、２点の液位を入力することにより、ゼロ点・スパン点設定が可能(任意点の液位[m](A)－タンク底からゼロ点までです。
の距離[m](B))／センサ計測長[m](C)×100%
例えば、測定液の液位を20%～80%までしか上下＝任意点の液位[%]できない場合は、液位20%時にゼロ点設定：20.0%と入力、液位80%時にスパン点設定：80.0%と入力する 例) 任意の液位：2m, タンク底からゼロ点までのことにより、マイコンでゼロ点・スパン点を
距離：1m, センサ計測長：2mのとき自動計算し、計測長に応じた電流値を出力します。
(2[m] - 1[m]) / 2[m]×100% = 50%
・ゼロ点調整時①液位をゼロ点、もしくは任意の点まで投入する。
②ゼロ点の簡単調整で0.0%もしくは任意の点での値(%)を入力(P-01でも設定可能)③設定完了［調整(CM3000,CM7000形)］

変換器【CM3000,CM7000】［運転前の注意事項］(1) 通電する前に、入力、出力、電源、アースの各部が正しく接続されていることを確認してください。
特に入、出力の極性、負荷抵抗に注意してください。
(2) 電源を投入してから約10～20分位は計器の初期浮動が少しありますので、電源を投入してから約30分経過した後、調整を行ってください。
(3) センサ単体での調整は出来ません。
［各部の名称と機能］① 入力信号テストポイント
初期調整に使用します。
② 出力信号テストポイント
変換器出力の電流信号を出力します。
③ 入力信号調整ボリウム
初期調整に使用します。
④ 出力信号スパン調整ボリウム
液面が満レベルの時、20.00mA DCを出力する
よう、調整するボリウムです。
⑤ 出力信号ゼロ調整ボリウム
タンク内が空の時、4.00mA DCを出力するよう、調整するボリウムです。

CM3000・スパン点調整時①液位をスパン点、もしくは任意の点まで投入する。
②スパン点の簡単調整で100.0%もしくは任意の点での値(%)を入力(P-02でも設定可能)
③設定完了
注意

各ボリウムの溝サイズ：W0.6mm
必要工具：小形マイナスドライバ

ゼロ点・スパン点調整を同じ液位で設定しないでください。同じ液位でゼロ点・スパン点を設定されますと、出力電流がふらつきセンサが正常に動作しません。

[パラメータリスト]
パラメータを設定する際の書き込み用紙として使用してください。
P-No.
P-00
P-01
P-02
P-03
P-04
P-07
P-08
P-09
P-93
P-94
P-96
P-99
t1
t2

パラメータ項目
タンク空点設定
ゼロ点調整
スパン点調整ゼロ点出力電流調整
スパン点出力電流調整
ゼロ点距離設定
スパン点距離設定
誘電率補正
4mA DC 出力電流値微調整
20mA DC 出力電流値微調整
電極定数設定初期化
出力電流テスト
LCD表示テスト【初期値】

入力可能範囲【0.0%】【100.0%】【4.00mA】【20.00mA】【0mm】【1000mm】【0mm】

0.0%～100.0%
0.0%～100.0%
3.00mA～21.00mA
3.00mA～21.00mA
0mm～4000mm
0mm～4000mm
ゼロ点設定距離P-07～スパン点設定距離P-08
0.0%～100.0%
0.0%～100.0%
0.0%～100.0%
0.0%～100.0%-5.0%～105.0%に応じた出力電流値【1.000】【1999】

CM700015

入力値※〈 〉内はCM7000を示します。
［初期調整］
・検出部に測定対象物が接液しないように液面を下げてください。
・テスタのテスタ棒をINPUT端子〈入力信号テストポイント〉の赤に＋、黒に－を差し込んでください。
(レンジ：DC mV)・INPUT端子〈入力信号テストポイント〉の電圧がマイナス
電圧かプラス電圧の時には、ZERO ADJ. ボリウム
〈入力信号調整ボリウム〉を回してゼロに合わせてくだ
さい。

① 電源表示灯
電源を投入したとき点灯します。
② INPUT端子センサよりの電圧信号を出力します。
③ ZERO ADJ.ボリウム
初期調整に使用します。
④ T.P端子変換器出力の電流信号を出力します。
⑤ ZERO調整ボリウム
タンク内が空の時、4.00mA DCを出力するよう、[ゼロ、スパン調整］
調整するボリウムです。
(1) ゼロ調整⑥ SPAN調整ボリウム
・T.P端子〈出力信号テストポイント〉にテスタの液面が満レベルの時、20.00mA DCを出力する
テスタ棒を差し込んでください。(レンジ：DC mA)
よう、調整するボリウムです。
・液面がゼロ点の位置で、ゼロ調整ボリウム〈出力信号⑦ 指示メータを回して、4 mAに合わせてください。
出力が4mAの時0%、20mAの時100%を指示します。 ゼロ調整ボリウム〉※CM3000のみ：指示メータも同時に振れますが、各ボリウムの溝サイズ：W0.6mm
テスタの値を見て調整してください。指示メータは、必要工具：小形マイナスドライバ
2.5級ですので、目安にしてください。

16

［調整(CM3000,CM7000形)］(2) スパン調整
・液面を上昇させ、液が100 %になった時、液面の静止を確認してからスパン調整ボリウム〈出力信号ゼロ調整
ボリウム〉を回して20 mAに合わしてください。
・測定対象液を調整時にスパン点まで投入できない場合は、投入できる高さ(50 %あるいは60 %等)のレベルに合った
出力電流値にスパン調整ボリウム〈出力信号ゼロ調整
ボリウム〉を回して合わせてください。
後日、測定対象液がスパン点になった時点での出力電流値を必ず確認してください。
(3) センサ容量補正スイッチの使い方【センサ側に設置】
・センサ検出部の周囲環境が以下の場合は、検出部の固有容量は増加又は減少し、ZERO ADJ.ボリウム〈入力信号調整ボリウム〉での調整ができないことがあります。
・中間に振れ止め又は最下部に振れ止めを取付けた場合
・金属管内に挿入した場合
・何らかの理由で検出部の長さ、形状等を変更した場合
・ZERO ADJ.ボリウム〈入力信号調整ボリウム〉を左右に回して電圧がプラス～ゼロ～マイナスに可変できるように静電容量切替スイッチを切り替えます。
・ZERO ADJ.ボリウム〈入力信号調整ボリウム〉を回してもINPUT端子電圧がプラス電圧のままで調整できない場合
は容量切替スイッチNo.2をOFFにしてください。No.2がすでにOFFの場合にはNo.1をOFFにしてください。
・ZERO ADJ.ボリウム〈入力信号調整ボリウム〉を
右いっぱい回してもゼロボルト以上プラス電圧にならない時スイッチNo.2をONにしてください。

変換器【CM-A】(4) 簡易的なスパン調整方法【次回ゼロ・スパン調整時】
センサ容量補正スイッチを使用し、検出感度を調べておくと、センサ修理点検時、再調整時等
で、再度ゼロ・スパン調整を行う際、測定液を入れなくても簡易的にスパン調整することができます。
・容量補正スイッチは5Pとなっており、スイッチNo.3,4,5を利用します。
(スイッチNo.1とNo.2は使用しません)
・出力信号のゼロ点調整、スパン点調整完了後、液位を0%レベルにします。
・スイッチNo.3,4,5をON-OFFさせ、出力電流値が12 mA～20 mA DCの範囲内を示す組み合わせを選択します。
・選択したスイッチの容量が判明していますので、このときのONしているスイッチ、出力電流値やメータ指示値を読み取ってください。
※このスイッチ利用後は必ずOFFにしておいててください。
・修理点検時や再調整時等で再度ゼロ・スパン調整を行う際、上記で選択したスイッチをONにし、出力電流値又はメータ指示値が読み取った電流値となるように調整ボリウム〈出力信号ゼロ調整ボリウム〉を回してスパン調整
してください。
上記のようにスイッチによっての検出感度を調べておけば、測定対象物を投入しなくても、簡易的なスパン調整が可能となります。
スイッチ No.1
スイッチ No.2
スイッチ No.3
スイッチ No.4
スイッチ No.5

17［調整(CM-A形)］

100 pF100 pF100 pF470 pF
1000 pF

ゼロ・スパン調整(1)～(3)にて使用
スイッチを利用して［運転前の注意事項］［初期調整］(1) 通電する前に、入力、出力、電源、アースの各部が ・出力端子Ｍ＋、Ｍ－間にテスタ(レンジ：DC mA)を接続
正しく接続されていることを確認してください。
します。出力端子に負荷が接続されている場合は⑥TP-2
特に入、出力の極性、負荷抵抗に注意してください。 にテスタを接続してください。
・検出部に測定対象物が接液しないように液面を下げて(2) 電源を投入してから約10～20分位は計器の初期浮動ください。
が少しありますので、電源を投入してから約30分
・⑤TP-1の赤にテスタ(レンジ：DC V)のプラス、黒に経過した後、調整を行ってください。
マイナスを差し込んでください。
※テスタのレンジは、初め10V DC位より、1V DC位まで(3) センサ単体での調整は出来ません。
電圧に応じて設定してください。
・③TUNE-2を中点に回し、②TUNE-1を反時計方向一杯に［各部の名称と機能］回します。
・②TUNE-1を時計方向に回しますと、テスタ電圧は一旦下がり、そのまま回し続けると再度電圧は上昇します
ので、電圧の一番下がった位置に②TUNE-1をセットします。
※電圧の一番下がった位置が無い場合、①VCを使用します。
a. ②TUNE-1を時計方向に回した際、⑤TP-1の電圧が下降
するが上昇に転じない場合、①VCのスイッチを数字の１ランク大きいほうにセットし、再度調整を行ってください。又、電圧の一番下がった位置がまだ無い
場合は、順次①VCのスイッチを数字の１ランク大きい
ほうにセットし、再度調整を行ってください。
b. ②TUNE-1を時計方向に回した際、⑤TP-1の電圧が下降
せず上昇していく場合、上記 a.と逆の要領で①VCのスイッチを数字の１ランク小さいほうにセットし、再度調整を行ってください。又、電圧の一番下がった① VC: 初期調整用スイッチ
位置がまだ無い場合は、順次①VCのスイッチを数字の１ランク小さいほうにセットし、再度調整を行って② TUNE-1 : 初期調整用ボリウムください。
③ TUNE-2 : 初期調整用ボリウム④ VR: 高周波発振電圧調整用ボリウム⑤ TP-1: 初期調整用チェックターミナル
・③TUNE-2を左右どちらかに回すと、さらに電圧が上下します。再度電圧の一番下がった位置にセットします。
⑥ TP-2: 出力電流調整用チェックターミナル(正確に調整できた場合は、⑤TP-1の電圧が約0.6V DCに⑦ SPAN VR : 出力電流スパン調整用ボリウム⑧ ZERO VR : 出力電流ゼロ調整用ボリウムなります。)

各ボリウムの溝サイズ：W1mm
必要工具：小形マイナスドライバ[ゼロ、スパン調整］(1) ゼロ調整
・出力端子に接続したテスタで確認しながら⑧ZERO VRで
出力電流を 4mA DCに設定します。
(2) スパン調整
・容器内に測定物を入れてください。
(100%指示をさせたい場所まで)⑦SPAN VRにて20mA DCに設定します。

計器の検出感度を調べる

18

［調整(CM-A6形)］－ メモ －

変換器【CM-A6】［運転前の注意事項］［初期調整］(1) 通電する前に、入力、出力、電源、アースの各部が ・出力端子＋、－間にテスタ(レンジ：DC mA)を接続します。
正しく接続されていることを確認してください。
出力端子に負荷が接続されている場合は、＋、－間を
特に入、出力の極性、負荷抵抗に注意してください。 ショートしてください。
(2) 電源を投入してから約10～20分位は計器の初期浮動が少しありますので、電源を投入してから約30分経過した後、調整を行ってください。
(3) センサ単体での調整は出来ません。
［各部の名称と機能］・検出部に測定対象物が接液しないように液面を下げてください。
・④TP-1の赤にテスタ(レンジ：DC V)のプラス、黒にマイナスを差し込んでください。
※テスタのレンジは初め10V DC位より、1V DC位まで電圧に応じて設定してください。
・③VRを中点に回し、①VC1②VC2共に反時計方向一杯に回します。
・①VC1を時計方向に回すとテスタ電圧は一旦下がり、そのまま回し続けると再度電圧は上昇しますので、電圧の一番下がった位置に①VC1をセットします。
※①VC1を時計方向一杯に回しても、電圧の再上昇が現れない場合は、②VC2を時計方向に回して、電圧の再上昇
位置を確認してから、電圧の一番下がった位置に②VR2をセットしてください。
・③VRを左右どちらかに回すと、さらに電圧が上下します。
再度電圧の一番下がった位置にセットします。

① VC1: 初期調整用ボリウム② VC2: 初期調整用ボリウム③ VR: 初期調整用ボリウム④ TEST POINTS : 初期調整用チェックターミナル⑤ PL: 電源表示灯⑥ ZERO VR: 出力電流ゼロ調整用ボリウム⑦ SPAN VR: 出力電流スパン調整用ボリウム⑧ 指示計: 0～100%(4～20mA DC)⑨ VR4: 出力電流ゲイン調整用ボリウム① ② のボリウム
溝サイズ：W0.6mm×L3.6mm
必要工具：小形マイナスドライバ[ゼロ、スパン調整］(1) ゼロ調整
・出力端子に接続したテスタもしくは指示計で確認しな
がら⑧ZERO VRで出力電流を 4mA DCに設定します。
(2) スパン調整
・容器内に測定物を入れてください。
(100%指示をさせたい場所まで)⑦SPAN VRにて 20mA DCに設定します。
※⑦SPAN VRで20mA DCに調整できない場合は、⑨VR4にて調整してください。⑨VR4を時計方向に回すと、電流は増加します。

③ ⑥ ⑦ のボリウム
溝サイズ：W1mm
必要工具：小形マイナスドライバ⑨ のボリウム
溝サイズ：W0.7mm×L5mm
必要工具：小形マイナスドライバ

19

20

－ メモ －－ メモ －

21

22