8CH 高圧電源ボード
APV3018
取扱説明書

第 1.1.0 版 2021 年 8 月

株式会社 テクノエーピー〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡 2976-15
TEL: 029-350-8011

FAX: 029-352-9013

URL: http://www.techno-ap.com

e-mail : info@techno-ap.com

取扱説明書 APV3018

安全上の注意・免責事項
このたびは株式会社テクノエーピー（以下、弊社）の製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この「安全上の注意・免責事項」をお読みの上、内容を必ずお守りいただき、正しくご使用ください。
弊社製品のご使用によって発生した事故であっても、装置・検出器・接続機器・アプリケーションの異常、故障に対する損害、その他二次的な損害を含む全ての損害について、弊社は一切責任を負いません。

禁止事項
人命、事故に関わる特別な品質、信頼性が要求される用途にはご使用できません。
高温、高湿度、振動の多い場所などでのご使用はご遠慮ください（対策品は除きます）。
定格を超える電源を加えないでください。
基板製品は、基板表面に他の金属が接触した状態で電源を入れないでください。

注意事項
発煙や異常な発熱があった場合はすぐに電源を切ってください。
ノイズの多い環境では正しく動作しないことがあります。
静電気にはご注意ください。
製品の仕様や関連書類の内容は、予告無しに変更する場合があります。

保証条件「当社製品」の保証条件は次のとおりです。
・ 保証期間

ご購入後一律 1 年間といたします。

・ 保証内容保証期間内で使用中に故障した場合、修理または交換を行います。

・ 保証対象外故障原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。

（ア） 「当社製品」本来の使い方以外のご利用（イ） 上記のほか「当社」または「当社製品」以外の原因（天災等の不可抗力を含む）（ウ） 消耗品等

2

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV3018－ 目 次－
１．

概要.....................................................................................................................................................................................................................................4２．

仕様.....................................................................................................................................................................................................................................4３．

外観.....................................................................................................................................................................................................................................5４．

仕様準備.........................................................................................................................................................................................................................6

４．１．

アプリケーションのインストール..............................................................................................................................................6４．２．

アプリケーション起動までの流れ..............................................................................................................................................7５．

高圧電源制御..............................................................................................................................................................................................................8５．１．

アプリケーション起動...........................................................................................................................................................................8５．２．

画面........................................................................................................................................................................................................................9５．３．

設定及び高電圧制御実行までの流れ.................................................................................................................................... 11５．４．

高圧制御終了............................................................................................................................................................................................ 12５．５．

アプリケーション終了...................................................................................................................................................................... 12６．

トラブルシューティング ............................................................................................................................................................................ 13

６．１．

通信エラーが発生する...................................................................................................................................................................... 13６．２．

IP 変更方法................................................................................................................................................................................................. 133

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV3018

１． 概要
APV3018（以下、本機器）は、最大 8CH 独立制御可能な高圧電源（1W）を VME1 幅に搭載したコンパクトかつ多 CH 高圧電源ボードです。各 CH の出力電圧は正極性または負極性で 0～1kV の電圧範囲で設定可能です。出力電圧の極性や CH 数は用途に応じてカスタマイズ可能で PMT（フォトマル、光電子増倍管）や各種放射線検出器（CsI、CdTe など）のバイアス電源としても最適です。保護機能として緊急停止スイッチも備えております。付属の APV3018 アプリケーション（以下、本アプリ）から各CH 独立に出力電圧を制御でき、遠隔地からのリモート制御用途にも最適です。
本書は、本機器について説明するものです。

２． 仕様
（１）
（２）
（３）
（４）
（５）

出力電圧極性
リップル
ランプ制御
LED

（６）

Emergency-OFF（７） HV 出力（８） 通信（９） 外径寸法（１０） 重量

CH1 から CH8 独立、最大定格電圧 1000V（1W）
購入時に CH 毎に選択
0.01%Vp-p 以下
1 分間あたりの昇降圧レート(V)を設定可能
POW 電源 ON 時点灯
HV
印加中点灯
EMO 緊急停止時点灯
フロントパネルにある非常時用プッシュ SW を 1 秒以上長押しすること
で、本アプリを使用せずに出力 OFF（0V）への降圧制御を行います。
SHV コネクタ
TCP/IP、100BaseT 規格、RJ45 コネクタ
20（W）×262（H）×187（D）mm、VME 規格 1 幅約 420g

4

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV3018

３． 外観
（１）
（2）
（3）
（4）
（5）

（6）

写真 1 APV3018（１） EMO（２） HV（３） POWER（４） EM-OFF（５） HV（６） LAN

パネルの EMO プッシュ SW を 1 秒以上長押しすることで点灯
約 10V 以上の電圧を出力している CH が 1 つ以上ある場合に点灯
VME メイン電源確認用 LED
1 秒以上長押しすることで Emergency-OFF 機能を実行
高電圧出力用 SHV コネクタ、最大 8 個
リモート制御用 Ethernet ケーブル接続用 RJ45 コネクタ

5

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV3018

４． 仕様準備
４．１． アプリケーションのインストール
付属CD メディア内の Installer フォルダ内 setup.exe をダブルクリックします。実行後、以下のセットアップ画面が表示されます。会話形式にてインストールを進めます。アプリケーションは APV3018 シリーズで共通です。

※デフォルトのインストール先 C:\TechnoAP\APV3018

図 1 本アプリインストール画面※

アンインストールは、プログラムの追加と削除から APV3018 を選択して削除してください。

6

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV3018

４．２． アプリケーション起動までの流れ
高電圧発生基板及び高価な検出器の取扱いになるため、十分に注意してください。ご使用する検出器の高圧電源の極性、最大入力電圧等は、再度ご確認頂き、APV3018 の使用 CH、電圧、極性を間違わないようにしてください。
（１） VME ラック内に基板がしっかりと刺さっているかをご確認ください。また、パネル前面の止めね
じと VME ラックのフレームがしっかりとねじ止めされているかをご確認ください。
（２） VME メイン電源がオフになっていることを確認した後、下記ケーブルを接続します。
① PC と Hub を Ethernet ケーブルにて接続② APV3018 と Hub を Ethernet ケーブルにて接続③ APV3018 と検出器を SHV ケーブルにて接続（３） 下記順番にて VME 電源ラックの電源を ON にします。
① Hub（使用する場合）② PC③ VME 電源ラック（４） 本アプリを立上げる前にネットワーク接続をご確認ください。
コマンドプロンプトにて、以下のアドレスに対し ping コマンドを実行し、ネットワーク接続を確認します。
APV3018 の IP アドレス：192.168.10.140（工場出荷状態）※ 通信接続出来ない場合は、VME メイン電源を一度 OFF にした後、再度メイン電源を ONにし、再度 ping を実行してみてください。数度繰り返しても疎通出来ない場合は、ネットワークケーブル、Hub、PC などに問題がないかをご確認ください。
（５） 本アプリを起動してください。

7

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV3018

５． 高圧電源制御
５．１． アプリケーション起動
Windows のスタート - プログラム – TechnoAP - APV3018 をクリックし、本アプリを起動します。
実行後、以下の本アプリの起動画面が表示されます。

図 2 起動画面
起動時や実行中、以下のエラーメッセージが表示される場合があります。この場合、APV3018 とPC とのネットワーク接続状態に異常があるか、APV3018 の電源が OFF になっていることなどが考えられます。File – Quit をクリックして本アプリを終了し、異常の原因を対応してから、再度本アプリを起動してください。

図3

エラーメッセージ

8

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV3018

５．２． 画面①③②④⑥⑤⑦⑧⑩⑨⑪

図4⑫⑬⑭

本アプリ画面

各設定・表示項目の説明を記載します。
①

Run全ての設定を APV3018 へ送信します。

②

All HV Output OFF

全 CH の高電圧出力を OFF にする実行後、急速に 0V になるのではなく、Sweep Time(V/min)の設定に応じた減衰動作となります。

③

Emergency-OFF/Normal

パネルの EMO スイッチを 1 秒以上長押しすることで点灯します。点灯時には、PC 通信を無視し、全 CH の高電圧出力を OFF にします。ただし、急速に 0V になるのではなく、EMO スイッチが押される直前に設定されたSweep Time(V/min)に応じた減衰動作となります。解除するためには、VME のメイン電源を OFF にする必要があります。

④⑤

Remote / Local

Idle / CommandSend

APV3018 のリモート/ローカル設定状態（リモートのみ）。
Local

ローカルRemote

リモート（Ethernet）

設定送信中は CommandSend に切り替わり、送信終了後は Idle に戻ります。

⑥⑦

HV1 から HV8

HV Output

現在の高電圧出力の実行状態です。
消灯

高電圧出力 OFF

点滅

設定した高電圧へ遷移中

点灯

設定した高電圧を出力中高電圧出力 ON/OFF 選択。ON にした後、Run ボタンをクリックすることで反映します。パネルの ON/OFF SW が ON 時のみ制御可能です。

⑧Detector

CH 毎に名称設定可能（空白でも可）※テキストボックスなのでメモ等にも使用可です。

9

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV3018⑨Voltage(V)

設定高電圧値（0V から 1000V）。

⑩Sweep Time(V/min) 設定高電圧値 Voltage(V)に遷移する際の 1 分間あたりの電圧変化量※注意※
1000V/min 以上といった大きい値を設定すると、検出器に対し急速に高電圧を供給することになります。検出器を壊さないように適切な値に設定する必要があります。

⑪

Output Volt(V)

現在の出力電圧値（±3%精度）。※印加負荷によっては出力設定電圧Voltage(V)とモニタ電圧 Output Volt(V)が著しく異なる場合があります⑫

HV Level

現在の出力電圧値を絶対値で 0V から 1000V 目盛で表示します。

⑬

HV Polarity

APV3018 高電圧極性 （POS：正極、NEG：負極）。

⑭

CH_Enable

使用可能な CH の ON/OFF SW の状態を表示。

尚、本アプリは、Remote / Local、HV1、HV2、HV3、HV4、HV5、HV6、HV7、HV8、Output Volt(V)、HV Level、HV Polarity、CH_Enable については、定期的に値や状態を更新しているため、高圧出力未使用時でも通信が発生します。以下、ご参考までに Emergency-OFF 発動時の本アプリ画面を示します。

図 5 Emergency-OFF 発動時の画面（降圧中）10

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV3018

５．３． 設定及び高電圧制御実行までの流れ（１） Voltage(V)に設定目標とする高電圧値を入力します。
（２） Sweep Time(V/min)に設定目標までの遷移する際の 1 分間あたりの電圧変化量を入力します。
（３） HV Output を ON にします。

※CH_Enable が ON の CH のみ HV Output を ON に設定することができます。

図 6 HV Output を ON
（４） Voltage(V)と Sweep Time(V/min)の設定に誤りがないか確認します。
（５） 全ての設定を送信するため Run ボタンをクリックします。実行後、設定した CH の HV LED が点滅し、Output Volt(V)と HV Level が Voltage(V)に向かって遷移します。

図 7 出力中（６） Output Volt(V)と HV Level が Voltage(V)に到達すると、設定した CH の HVLED が点灯します

図 8 高圧出力遷移完了

11

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV3018

５．４． 高圧制御終了
以下のいずれかの操作で高圧出力を 0V 程度にします。
・・・

All HV Output OFF をクリックします
HV Output を OFF にして、Run ボタンをクリックします
Voltage(V)に 0 を設定して、Run ボタンをクリックします

図 9 Voltage(V)に 0 を設定して、Run ボタンをクリックした場合（降圧中）高圧出力が 0V 程度になったことを確認します。

図 10 Voltage(V)に 0 を設定して、0V 程度まで降圧させた状態

５．５． アプリケーション終了
メニュー File - Quit をクリックします。実行後、以下の終了確認ダイアログが表示されます。

図 11 終了確認ダイアログ
終了する場合は Quit をクリックします。実行後本アプリは閉じて終了します。

12

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV3018

６． トラブルシューティング
６．１． 通信エラーが発生する
起動時または使用中に通信エラーがする場合、ネットワークが正しく接続されていない可能性があります。この場合、以下を確認します。
（１） PC のネットワーク情報が機器と接続できる設定かどうか確認します。機器のデフォルト値は以下の通りです。
IP アドレス： 192.168.10.140
サブネットマスク： 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ： 192.168.10.1（２） イーサネットケーブルが接続されている状態で電源を ON にします。HUB を使用せず PC と機器を直接接続する際はクロスケーブルが必要な場合があります。
（３） コマンドプロンプトにて ping コマンドを実行し、機器と PC が接続できるか確認します。
（４） 機器の電源を入れ直し、再度 ping コマンドを実行します。
（５） ウィルス検出ソフトやファイヤーフォールソフトを OFF にします。
（６） PC のスイープなどの省電力機能を全て常に ON にします。
（７） ノート PC などの場合無線 LAN 機能を無効にします。

６．２． IP 変更方法
別添「取扱説明書_XPort 搭載製品 IP アドレス変更方法」を参照ください。

13

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV3018

株式会社テクノエーピー
住所：〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡 2976-15
TEL.：029-350-8011

FAX.：029-352-9013

URL：http://www.techno-ap.com

14

e-mail：info@techno-ap.com

株式会社テクノエーピー