電気泳動ゲル専用

蛍光・可視イメージスキャナ

商品名/型名：モデル名：

GELSCAN-3
201801A2

取扱説明書

Rev.C
2019.11.13
アイメジャー株式会社

電気泳動ゲル専用 蛍光･可視イメージスキャナ GELSCAN-3 取扱説明書- 1 -Rev.C 2019.11.13

改変履歴

Revision

制 定 日理由A

2018.01.16

・新規制定

B

2019.10.01

・オペレーティングシステムの変更

C2019.11.13

・ソースの選択変更、その他表記変更

電気泳動ゲル専用 蛍光･可視イメージスキャナ GELSCAN-3 取扱説明書- 2 -Rev.C 2019.11.13

電気泳動ゲル専用 蛍光･可視イメージスキャナ GELSCAN-3 をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。この取扱説明書では、蛍光･可視イメージスキャナ GELSCAN-3 のセッティングからゲルのスキャンまでを順を追って説明します。
１．準備
１-１．必要な装置の確認□ パーソナルコンピュータ
オペレーティングシステム：Windows 8.1 / 10
□ USB ケーブル
□ 原稿カバー（暗箱） (スキャナとは別梱包で出荷します。)□ 透過原稿ユニット (スキャナに取り付けた状態で出荷します。)□ 電気泳動ゲル専用 蛍光･可視イメージスキャナ GELSCAN-3 本体□ EpsonScan2□ iMeasureScan※ EpsonScan2 のみでも動作可能ですが、ここでは iMeasureScan を使って説明します。

１-２．ソフトウェアをインストールする（1）CD-R の中の、イメージスキャナ駆動用のソフトウェア『EpsonScan2』をインストールします。
（2）CD-R の中の、イメージスキャナ駆動用のソフトウェア『iMeasureScan』をインストールします。
(※注意) iMeasureScan を使用する場合は、『EpsonScan2』を必ずインストールしてください。iMeasureScan のみでは作動しません。
※ ソフトウェア インストール時は、スキャナと PC は接続しないようにしてください。

電気泳動ゲル専用 蛍光･可視イメージスキャナ GELSCAN-3 取扱説明書- 3 -Rev.C 2019.11.13

１-３．キャリッジロックを解除するキャリッジ（心臓部の光学ユニット）の固定装置『キャリッジロック』を解除します。
レバーを持ち上げて、UNLOCK 側にスライドします。
※使用以外では必ずロック状態にしてください。

１-４．透過原稿ユニットを取り付ける。(蛍光モードで使用する場合は 1-7 項に進んで下さい。)
透過原稿ユニットを取り付けます。

電気泳動ゲル専用 蛍光･可視イメージスキャナ GELSCAN-3 取扱説明書- 4 -Rev.C 2019.11.13

１ ５．透過原稿ユニットのキャリッジロックを解除する

透過原稿ユニットの内側にあるキャリッジロック（輸送時固定ネジ）を Unlock 側へ回転します。
※使用以外では必ず Lock 状態にしてください。

１-６．原稿透過ユニットのケーブルを接続する原稿透過ユニットのケーブルを接続します。
(※注意) 接続前に電源が入っていないことを確認して下さい。電源を入れたままで透過原稿ユニットのケーブルの抜き差しを行うと装置故障の原因となります。

電気泳動ゲル専用 蛍光･可視イメージスキャナ GELSCAN-3 取扱説明書- 5 -Rev.C 2019.11.13

１-７．原稿カバーを取り付ける （可視モードで使用する場合はこの操作をパスして下さい。
）
原稿カバーを取り付けます。

１-８．電源ケーブルを接続する
ＡＣ100V 電源ケーブルを接続します。

１-９．本体電源スイッチを入れる
GELSCAN-3 は、電源投入時に光源の光量に応じて校正（キャリブレーション）を行います。Ready (緑色)
ランプが点滅している間は、使用できません。Ready
ランプが連続点灯状態になりましたら次に進みます。

１-１０．USB ケーブルを接続する

USB ケーブルを GELSCAN-3 背面に接続します。
もう片方を PC の USB ポートに接続します。
初めてソフトウェアを PC にインストールした後の最初の 1 回目は、USB ケーブルを接続した直後、スキャナが自動認識されます。(名称：DSG20000)。その後、スキャナ用ドライバー(TWAINdatasource)が自動的にインストールされます。

電気泳動ゲル専用 蛍光･可視イメージスキャナ GELSCAN-3 取扱説明書- 6 -Rev.C 2019.11.13

２．ゲルをスキャナにセットする
２-１．プラテンガラスを水で濡らす
プラテンガラスの表面を水で濡らし、ゲルの吸い付きを防ぎます。

２-２．ゲルを乗せるゲルをプラテンガラスの上に静かに乗せます。

２-３．プラテンガラスとゲルの間の気泡を取り除く
ゲルを痛めないように注意しながら、プラテンガラスとゲルの間の気泡を抜きます。最後にゲルの上に水をかけて平滑にします。⾧時間スキャンする場合は、サランラップを被せ、セロテープなどで、サランラップの皺をのばして、ピンと張ると乾燥を防ぐことができます。皺の無い状態のサランラップは、スキャン画像に影響しません。

電気泳動ゲル専用 蛍光･可視イメージスキャナ GELSCAN-3 取扱説明書- 7 -Rev.C 2019.11.13

＜可視ゲルをセットする場合の注意＞
・可視ゲル（ＣＢＢ染色ゲルや銀染色ゲル）や、透過電子顕微鏡写真（フィルム）をセットする際には、下記に注意下さい。
]→ 透過時、読み取り可能領域．

「透過原稿用白基準」領域

原稿台ガラス]→ 透過時、読み取り可能領域．
17mm＜ 手前 ＞

・「透過時、読み取り可能領域．」シールを含む位置より右側にゲルやフィルムを置いて下さい。
・「透過時、読み取り可能領域．」シールより左側１７ｍｍの領域は、「透過原稿用白基準」と 呼び、可視モード時の校正用データ取得に使用する重要な領域です。物を置いたりせず、清浄に保って下さい。
・また、可視ゲルの水が領域に入り込まないように留意下さい。

電気泳動ゲル専用 蛍光･可視イメージスキャナ GELSCAN-3 取扱説明書- 8 -Rev.C 2019.11.13

３．iMeasureScan でゲルの画像を取り込む
iMeasureScan の全体の説明は、添付されている、『iMeasureScan 取扱説明書』をご覧下さい。
ここでは、GELSCAN-3 に関連する項目を中心に説明します。
３-１．スキャン条件設定... ＞ 入力機器選択…
・iMeasureScan.exe を実行します。
・起動画面右上の[スキャン条件設定...]ボタンをクリックします。
・ [入力機器選択…]ボタンをクリックします。
・ EPSON DS-G20000 をクリックし、[選択]ボタンをクリックし、[ソースの選択]ダイア３-２．スキャン条件設定...

電気泳動ゲル専用 蛍光･可視イメージスキャナ GELSCAN-3 取扱説明書- 9 -Rev.C 2019.11.13

項目

蛍光ゲルの場合

可視ゲルの場合

TWAIN 入力機器の GUI

表示しない

原稿モード

反射

解像度 (X 方向)

300 [ppi]←(Y 方向)

300 [ppi]←

プレビュー時の解像度

50 [ppi]←

スキャン階調設定

Gray Scale←←
透過16bit□Dropout にチェック(*1)
Densitometer モード(*2)←(*1)蛍光試薬の種類により Dropout Color を選択します。下表を参照に設定して下さい。
(*2)ガンマ 1.0 で画像を取り込み、センサに照射される光量に比例した階調出力となります。
スキャナを計測用途で使用する場合、必ずここをチェックしてください。
＜蛍光試薬・染色試薬種類と設定＞

原稿モード

Dropout

SYPRO Ruby

RFlamingo

R

EtBr

R

反射

SYBR Green

GFITC

GCBB
銀染色

透過R
G or R・ 蛍光試薬の蛍光波⾧が不明のため、スキャン階調設定が不明の場合は、スキャン階調設定

RGB Color 48bitでスキャンします。
Adobe Photoshop や NIH ImageJ などの 16bitTIFF ファイル対応の画像処理ソフトウェアを用いてスキャンした画像ファイルを開き、適切な色チャンネルを選択し、解析を行います。

電気泳動ゲル専用 蛍光･可視イメージスキャナ GELSCAN-3 取扱説明書- 10 -

Rev.C 2019.11.13

３-３．取り込み範囲を設定する ［可視ゲルの場合。 蛍光ゲルの場合は３４項へ］

３-３-１．[プレビュー]ボタンをクリックする<可視ゲルのプレビュー画面例>

・□レベル補正実行をチェックしない。

次は、３ ５項へ進んで下さい。

電気泳動ゲル専用 蛍光･可視イメージスキャナ GELSCAN-3 取扱説明書- 11 -Rev.C 2019.11.13

３-４．取り込み範囲を設定する [蛍光ゲルの場合。

可視ゲルの場合は３ ３項へ]

３-４-１．レベル補正を設定する
・ レベル補正自動実行

右の[設定..]ボタンをクリックする。
・ レベル値ビットを 16bit にする。
・ 入力レベル 白点の数字を変更する。
・ 65535 → 512
・ [OK]ボタンをクリックし、[レベル補正設定]ダイアログを閉じる。

３-４-２．□レベル補正自動実行をチェックする
３-４-３．[プレビュー]ボタンをクリックする<蛍光ゲルのプレビュー画面例>

・□レベル補正実行をチェックする。
・入力レベルを 512にする。

３-４-４．□レベル補正自動実行のチェックを解除する

電気泳動ゲル専用 蛍光･可視イメージスキャナ GELSCAN-3 取扱説明書- 12 -

Rev.C 2019.11.13

３-５．ゲルの画像を撮像する
３-５-１．スキャンボタンをクリックする。
３-５-２．[画像保存...]ボタンを押し、得られた画像を保存する。
※ [画像表示…]ボタンをクリックすると得られた画像を確認できます。

以上お問い合わせ先：
iMeasureScan に関連して、不明な点がございましたら、下記までお気兼ねなくお問い合わせください。
iMeasureScan 使用方法問い合わせ先：
電子メール：info@imeasure.jp

電話：0263-50-8651

電気泳動ゲル専用 蛍光･可視イメージスキャナ GELSCAN-3 取扱説明書- 13 -

Rev.C 2019.11.13

Ｔｉｐｓ
［１］

スキャン後に自動的にファイル保存したい

連続スキャン ＞ [連続スキャン開始…]ボタンを使ってスキャンを実行します。
スキャン間隔を⾧時間（例えば１時間）設定し、２回目のスキャンを途中でキャンセルします。
※ ファイル名は、[スキャン条件設定...]>連続スキャン時保存ファイル情報にて選択します。
［２］

マルチスキャンを行う[スキャン条件設定...]>マルチスキャン設定◎単純加算
スキャン回数は、最大２５６まで設定可能です。回数に比例して、露光時間を増やしたのと同等の効果が現れます。例えば、蛍光強度が１０だったものは、４回で４０になります。
ただし、スキャン回数に比例して、スキャン時間がかかります。
※ ゲルが乾燥したり、移動しないように、サランラップなどで覆うことを推奨します。
「２ ３．プラテンガラスとゲルの間の気泡を取り除く」を参照ください。
◎加算平均
暗部のノイズが低減します。値は、１回スキャンと値は変わりません。
ノイズの低減の度合いは、スキャン回数の平方根に反比例します。
※ ４回加算平均すると、暗部ノイズが約半分に低減する。
［３］

プレビューを使用せずに直接スキャンする

取り込み範囲の原稿サイズを参考にプレビューせずにスキャンできます。
例えば、１０ｃｍｘ１０ｃｍのゲルであれば、スキャナの左上角(←)にセットし、取込範囲を下記の通り設定します。
開始位置「横／縦」 原稿サイズ［幅／高さ］
００４４※１インチは、２５．４ｍｍです。
※スキャナのプラテンガラス面と iMeasureScan のプレビュー画面の関係は次の通りです。

スキャナ手前iMeasureScan Preview 画面

電気泳動ゲル専用 蛍光･可視イメージスキャナ GELSCAN-3 取扱説明書- 14 -

Rev.C 2019.11.13