空気を原料に窒素ガスを低コスト供給®

日立窒素ガス発生装置 Ｎ２パック
全機種オイルフリースクロール圧縮機・省エネモード搭載／PSA方式

7.5

11

15

22

省エネマルチドライブ制御

IoT対応

IoTクラウド監視対応。
圧縮機の複数台搭載によるバックアップ機能。

0.75

2.2

圧力開閉器式

ワンパッケージで省スペースを実現
研究室などの分析用途に

3.7

5.5

インバータ制御

窒素ガスの使用量に応じて「勝手に省エネ！」

1台の圧縮機の故障の際も対応で（NPO-7.5/11/15/22MNC）

N2パック®の運転を継続する

24時間365日リアルタイムに稼働監視。

オイルフリーだから吸着剤の定期交換不要。

もっと扱いやすく。
もっと安心をめざして。

省エネマルチドライブ制御でオイルフリースクロール圧縮機の複数台搭載で「勝手に省エネ!」の日立窒素ガス発生装置（N2パック®）が「勝手に省エネ！」

バックアップ機能※窒素ガス使用量を低減する必要があります。

排水ドレン水のの油分除去も不要。
※大気中に油分が含まれる場合、吸着剤が劣化する可能性がございます。

新たな機能を搭載してラインアップ。
IoTクラウド監視サービス「Fit Live®」に標準対応し、24時間365日安定稼働を支えます。
また、使いやすいカラータッチパネルを採用することで、操作性の向上を追求しました。
NPO-22MNC

NPO-11MNC

NPO-7.5MNC
NPO-15MNC

12

操作性の追求

IoTクラウド監視

カラータッチパネルによる操作性向上

通信機能を標準搭載した日立IoT対応N2パック®

カラータッチパネル採用により、操作性、視認性を向上（NPO-7.5/11/15/22MNC）。
設定したい項目を直接タッチして、操作が可能です。
残留酸素濃度、窒素ガス使用量、運転時間、警報故障来歴などの運転データをその場で確認できます。

メニュー●24時間365日リアルタイムに稼働状況を把握●状態監視によりお客さま設備環境の問題を抽出●メールにより警報などを自動送信

安心・安全のネットワーク環境
FirewallInternet

日立のクラウド
データベース

携帯網を使い安全に
データ送信※画面はハメコミ合成です。

主な機能●E-MODE●予約運転（ウィークリータイマー）

E-MODE

Webで
稼働状態を
確認

Webサーバー・・・・・・・・・・・・・・・・

モニタ―表示N2パック®

●運転状況●運転時間●メンテナンス残時間●残留酸素濃度●窒素ガス使用量●タンク圧力
●周囲温度●警報故障情報●製造番号⁝●停電自動復帰設定

日立産機システム・特約店・代理店・保守会社のPC・タブレット端末など
全国をカバーするネットワークで保守・業務管理をサポート●通信機能●定期点検表示●運転データ記録、グラフ表示●警報故障来歴表示

FitLive®サービスのご契約者さまは

導入時は無料、2年目以降は無料と有料プランを選択できます。
有料プランを選択すると製品保証期間が最大2年になります。

導入時よりFitLive®に関するすべての機能が1年間無料でご利用いただけます。2年目以降は、状態監視や警報・故障メールを受け取るなどの基本機能は無料でご利用いただけます。有料プランを選択すれば、継続してすべての機能がご利用可能で製品保証期間が最大2年となります。

FitLive®機能一覧表
ひと目でわかる状態表示
現場に行かなくとも状態を確認可能
メール通知
メンテナンス履歴管理のクラウド化による情報共有

ご契約の手続きはタッチパネル操作後、PCやタブレット端末からWeb登録へ。
↓FitLive®登録サイトはこちら

グラフ表示
帳票出力
部品リクエスト
トラブルシューティング

https://www.hitachi-ies.co.jp/ﬁtlive
メール通知

グラフ表示

帳票出力

トラブルシューティング

発生した警報、故障内容はメールで送信されます。

今の情報だけでなく、状態を
トレンドグラフで表示することで予防保全、故障原因の早期究明に役立てます。

稼働情報や月報などの各種履歴は、帳票として出力し、保管が可能です。

万一のトラブル発生時に取扱説明書を探さなくとも、
FitLive®画面に対処方法が表示されます。

【FitLive®に関するご注意について】

NPO-22MNC

3●本製品は、携帯電話の通信機能を有し携帯電話と同等の電波を出して通信をします。
●本監視サービスをご利用いただくには別途ご契約が必要です。
●本監視サービスは、携帯電話のサービスエリア内でご利用できます。
●本監視サービスは、携帯電話のサービスエリア内であっても、トンネル、地下、屋内、ビル陰および山間部など電波の届きにくい場所ではご利用になれない場合があります。
●通信機能は携帯電話通信事
業者よりベストエフォートにて提供されるので、その通信サービスに依存する本監視サービスの提供について、弊社は保証をいたしません。
●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、装置部位から22cm以上離れてご利用ください。なお、心臓ペースメーカーには多数の種類がありますので、取り扱いについての詳細は、関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。
●本監視サービスの提供の詳細●本監視サービスについては、製品、サービスの改良などにより仕様および記載事項の一部を予告なく変については、「標準搭載型FitLive®加入契約約款兼接続承諾約款」および製品の取扱説明書をご覧ください。
更する場合があります。

4

7.5/11/15/ 22

IoT対応「オイルフリー」＋「マル チドライブ
チドライブ制御」
制御」
だからこそのメリット
からこそのメリット

設置面積を低減し、省スペース化実現！
高効率の新吸着剤の採用により、同容積の吸着槽で約2倍の窒素ガス発生量を実現。

複数の圧縮機本体を台数制御し、1台の圧縮機の故障の際もN2パック®の運転を継続する※メンテナンススペースは確保してください。

バックアップ機能。

NPO-11TXHITACHI IN
INTROGEN
NTROGEN GAS GENERATOR
R

NPO-22MNC

NPO-11MNC

NPO-11MNCは窒素ガス発生量が従来機同等以上で、設置面積は約53％低減（当社従来機比）。

設置面積

オイルフリースクロール
圧縮機本体

約

53% 低減NPO-11MNCの場合

オイルフリー
スクロール圧縮機によりオイルフリーだから

対応で吸着剤の定期交換不要。

24時間365日リアルタイムに稼働監視。

日立独自の圧縮機制御と排気

低振動・低騒音化。
圧
圧縮機とエアードライヤーのの吸排気口を左側面吸気・上面
上面排気に集約。
ダクト施工が容が容易です。

窒素ガス発生プロセスの最適制御の組み合わせで給油の心配がなく、排水ドレン水の「勝手に省エネ！」

吸気

油分除去も不要。

圧縮機を複数台搭載した「省エネマルチドライブ制御」で「勝手に省エネ！」7.5 11 15 22

複数台の圧縮機により、バックアップ機能搭載 7.5 11 15 22

窒素ガスの使用量に応じて空気供給ユニットに複数台ある圧縮機の運転台数を自動制御。必要以上の高圧での運転を省きます。
＊1

また窒素ガス発生プロセスを最適化して圧縮機の動力を今以上に低減させる「自動省エネモード」を設定。

圧縮機1台が故障しても…

空気供給ユニット内に圧縮機を複数台搭載していますので、1台の圧縮機が故障した際もN2パック®は運転を継続します。お客さまにて稼働設備を低減す

窒素ガス純度と取り出し圧力は使用範囲内を保ちつつ＊2、3さらなる省エネルギー運転が可能＊4です。

るなどして、窒素ガス発生量を低減していただくことで、窒素ガス純度を仕様＊1「自動省エネモード」
では、装置出口の窒素ガス流量を測定し吸着槽切り替え時間を変更しますので、
窒素ガスパージなどの窒素ガス使用量が急激に変動する使用条件で省エネルギー運転を行う場合は、装置出口にバッファタンクの設置が必要になります。
タンク
容量などについては別途ご相談ください。＊2「自動省エネモード」
において、省エネルギー運転を行うための窒素ガス発生プロセス変更直後は、窒素ガス純度に変化が生じます。＊3 周囲温度30℃、湿度80%を超える環境下で自動省エネモードを使用中、急激に窒素ガスの使用量が増加した場合、窒素ガス純度が低下することがあります。
このような環境下でご使用の場合は、純度優先モードをご使用ください。＊4 周囲温度が35℃を超えた場合は、
自動省エネモードを使用中でも、純度維持のため省エネ運転を行いません。

値内で維持することが可能※です。

NPO-22MNCの例
窒素ガス発生量比率40%のとき約49%、70％のとき約27%、100％のとき約4%の省エネ効果が期待できます。

自動省エネモード
空気供給ユニット動力（%）

自動省エネモード
運転パターン

圧力（MPa）

窒素ガス純度（%）

100

マルチドライブ制御＋自動省エネモード

73

省エネ効果

0.83

4
4

99.9
99.99

0
0

40

70

100

従来制御動力自動省エネモード動力
従来制御窒素ガス純度
自動省エネモード窒素ガス純度

空気供給ユニット動力（%）

各種外部入出力信号用端子

0.70

時間（T）

純度優先モード
運転パターン

圧力（MPa）

窒素ガス純度（%）

100
91
86
79

マルチドライブ制御

省エネ効果

99.99

各種外部入出力信号用端子を標準装備し、遠隔からの操作はもちろん、各種異常・警報出力も

070

窒素ガス発生量比率（%）

100

充実しました。

（丸枠内の数字は圧縮機の運転台数を示します。）

入力：遠方切替、遠方運転、外部入力（純度優先モード有効）
出力：運転アンサー、窒素ガス吐出、圧縮機異常＊5、PSA異常＊6、総合警報＊7、濃度警報

4
4

0.80

4
従来制御動力純度優先モード動力
従来制御窒素ガス純度
純度優先モード窒素ガス純度

従来制御
運転パターン0.83

99.9＊5 空気供給ユニット総合異常、エアードライヤー異常、逆相検知発生時に出力＊6 ドレン水検出時に出力＊7 圧力警報、周囲温度高警報、
吸着ユニッ
ト側圧力センサ故障発生時、および空気供給ユニット総合異常時で装置運転継続可能な場合（圧縮機1台故障時）に出力

34ドレン水検出器

0.70

時間（T）
※本枠内に記載の値は、温度20℃、湿度60％時の圧縮機の吸込みフィルタに目詰まりなどがない場合の参考値です。

5

空気供給ユニット側に専用ディスプレイを搭載し、機器の運転状況
や異常・警報についてより細やかな状態表示を可能としました。

窒素ガス発生量比率40%のとき約14%、70％のとき約9%、100％のとき約4%の省エネ効果が期待できます。

純度優先モード

40

空気供給ユニット専用ディスプレイ

4

4

NPO-22MNC（空気供給ユニット）■ さらに便利な装備を追加
圧縮機（オイルフリー
スクロール）

2

3

窒素ガス発生量比率（%）

0（丸枠内の数字は圧縮機の転台数を示します。
）

4

0.80
51

従来制御
運転パターン※窒素ガス発生量が低減されない場合、濃度警報を出し窒素ガスの供給を停止します。本運転は応急運転となりますので、圧縮機の故障が発生した際はサービスステーションへご連絡いただき、
点検・整備・修理を行ってください。取り出し圧力については、仕様値を維持できません。
また、
本運
転中は
「自動省エネモード」
を選択中でも、窒素ガス純度維持のため省エネ運転を行いません。圧縮機が2台以上故障した場合は、窒素ガス純度の維持も困難となりますので、自動で運転を停止します。

N2パック®は運転を継続

NPO-22MNC

ドレン水検出器を標準装備し、ドレン水混入による吸着剤トラブルを未然に防止します。
ドレン水検出器

6

2.2 / 3.7 / 5.5
オイルフリースクロール圧縮機とPSAをコンパクトにワンパッケージ化

窒素ガス発生量をアップ！ 全機種 2.2 3.7 5.5
信頼性の高い高効率吸着剤を採用。
さらに、日立独自の「オイルフリースクロール圧縮機とPSAの一体制御＊2」により、窒素ガスの取り出し効率を向上。
窒素ガス発生量をアップしました。

PSA：Pressure Swing Adsorption＊2 特許出願番号：特願2014-084412■ 窒素ガス発生量（従来機比較）

オイルフリースクロール
圧縮機本体

5.5kW
（m3/h）

日立独自の圧縮機制御と■ 騒音値

窒素ガス発生プロセスのNPO-5.5VNB
B

2.2kW

最適制御の組み合わせで

5.5kW

58

60

55

55

オイルフリーだから

2%アップ

約

14.2 15.0

5dB［A］
低減

低減

6.0

メンテナンスコストも低振動・低騒音化。

大幅に削減します。

高効率吸着剤の採用により、99%仕様

99.9%仕様

6.0

1.8%アップ

5.6

2.5%アップ

約

5.7

5.0

45

4.0

4.1
2.5

従来機

新型機

NPO-2.2MXB

NPO-2.2NB

従来機

99%仕様

新型機

応じて動力を低減する「自動省エネモード＊1」と窒素ガス使用量を絞ることで高純度化が可能な「純度優先モード」を搭載。
特許出願番号：特願2011-220622

3.0

99.9%仕様99.99%仕様

NPO-5.5MXB NPO-5.5VNB「つかいやすさ」をさらに向上！ 全機種 2.2 3.7 5.5

窒素ガスの使用量に応じてインバータ制御で余剰な圧縮運転を省くと同時に、素ガスの使用量に応じてインバータ制御
窒素ガス発生プロセスも最適化。窒素ガス使用量に20%アップ2.0

40インバータ制御で「勝手に省エネ！」 タイプ 3.7 5.5

約

4.0
3.0

小型・省スペース化。

99.99%仕様

約（m3/h）

46

6.9

0.0

2.2kW

50

スクロール圧縮機により、15%アップ

5.0

53

9dB［A］

約

新型機

10.0 10.2

10.0

オイルフリー

吸着剤の定期交換は
不要。

従来機

6%アップ

（dB［A］）「勝手に省エネ！」

＊1

15.0

約

省スペース設置が可能
NPO-5.5VNB■ ワンパッケージで設置面積低減
高効率吸着剤とオイルフリースクロー

NPO-5.5MXB

ル圧縮機をコンパクトにワンパッケー
ジにおさめ、従来機比約42%の小型

NPO-5.5VNBの例

圧縮機動力（%）

窒素ガス純度（%）

圧縮機動力（％）

100

一定圧力制御による省エネ運転

0
0

40

70

100

従来機動力
自動省エネモード動力
従来機窒素ガス純度
自動省エネモード窒素ガス純度

0

時間（T）

従来制御

窒素ガス純度（%）

100
90
86
80

圧縮機動力（％）
100

純度優先
モード

入力：遠方切替、遠方運転、
外部入力（純度優先モード有効）
出力：運転アンサー、窒素ガス吐出、圧縮機異常＊3、PSA異常＊4、総合警報＊5、濃度警報

インバータ（3.7/5.5のみ）

インバータ制御

省エネ効果

従来機比
約10%
動力低減

99.99
99.999004070

窒素ガス発生量比率（%）

100

操作パネル

各種外部入出力信号用端子を標準装備し、遠隔からの操作はもちろん、各種異常・警報出力も充実しました。

窒素ガス発生量比率 40%のとき約14%、70%のとき約10%動力低減

圧縮機動力（%）

従来機動力純度優先モード動力
従来機窒素ガス純度
純度優先モード窒素ガス純度0

圧縮機（オイルフリー
スクロール）＊3 圧縮機総合異常、エアードライヤー異常発生時に出力＊4 PSA側の制御部異常発生時に出力＊5 圧力警報、周囲温度高警報、PSA側の圧力センサ故障発生時に出力

オートドレントラップ内蔵

時間（T）
吸着槽1槽の稼働時間※本枠内に記載の値は温度20℃、相対湿度60%時、窒素ガス発生量比率70%時 NPO-5.5VNBと従来機NPO-5.54MXBとの比較です。

7

エアー
ドライヤー

吸着槽1槽の稼働時間

窒素ガス発生量比率（%）

純度優先モード

NPO-5.5VNB

各種外部入出力信号用端子

従来機比
約31%
動力低減

99.99
99.999

NPO-5.5MXB■ さらに便利な装備を追加

省エネ効果

52

42%
低減

従来制御

インバータ制御＋自動省エネモード
69

約

自動省エネ
モード

100

設置面積

化を実現。

窒素ガス発生量比率 40%のとき約48%、70%のとき約31%動力低減

自動省エネモード

移動に便利なキャスターもオプションで対応可能

NPO-5.5VNB

エアードライヤーおよび空気槽内に凝縮したド
レン水を自動で排出。毎日のドレン処理の手間を軽減します。

酸素濃度表示

警報表示●

圧縮機とPSAを一体制御。

●

空気圧縮機、エアードライヤーの異常などの警報、メンテナンス時期を表示。

●

食品工場で培った日立N2パック®は規定値未満の濃度異常の窒素ガスは供給をストップさせ、ディスプレイに異常を表示。

電源周波数50/60Hz共用（3.7/5.5のみ）※漏電遮断器は感度電流100mAのものを使用してください。

8

0.75

窒素ガスは買うより自分で作る方がおトクです。
空気を原料に窒素ガスを低コスト で供給します。
※

圧力開閉器式で圧力力開閉器式で
で「勝手に
「勝
勝手に
勝
手に
に省エ
エネ！」

■ N2パック®機種選定のめやす・・・1日あたりのボンベ等使用量との対比表

NPO-0.75N2S「コンプレッサーは日立」ならでならではの窒素ガス発生装置。
ではの窒圧縮機とPSAを一体制御のN2パック
ック®。

※コストメリットは条件により異なります。
詳しくは営業窓口にご相談ください。

NPO-0.75

オイルフリー
スクロール圧縮機本体

NPO-2.2

NPO-3.7

NPO-5.5

Vタイプ

NPO-7.5

Vタイプ

NPO-11

NPO-15NPO-22Ｎ2パック®

高発生量
小型化・省スペースを実現

小型化

高効率吸着剤の採用と製品のワンパッケージ化により小型・省スペース化を実現。

約

10

14

18

22

26

30

40

50

60

窒素ガス使用量(ｍ3/8ｈ）※ 0

16

32

48

64

80

112

144

176

208

240

320

400

480

ガスベンダー供給による1日の使用量※■ オイルフリーブースタベビコンで窒素ガスの昇圧が可能

圧縮機（オイルフリースクロール）

オイルフリーブースタベビコンの接続により、窒素ガスの昇圧が可能です。
● 窒素ガス各純度仕様に対応可能です。
● 窒素ガス昇圧対応機種、仕様、取り扱いなどについては、営業窓口まで
お問い合わせください。

力 出
力● 運転アンサー● 窒素ガス吐出● 総合異常（圧縮機部の異常）● 総合警報（濃度警報、圧力警報）

窒素槽

5

ごはん チルド食品

機械〈品質向上・防爆〉

レーザ加工機・レーザ加工機のアシストガス・3Dプリンタの雰囲気ガス・ショックアブソーバの封入ガス

切り餅

珍味

6

化学
〈品質向上・防爆〉

・薬液保存(インク)・ケミカルタンカー＊
コ
コストダウンを図れます！N2 パック®は、空気を原料に窒素ガスを低コストで生産します。

窒素ガス（99％〜99.99％）●

大気を原料にして窒素ガスを作り出します。原料費のかからないN2パック®

PSA方式
窒素φ0.4nm

酸素φ0.38nm

Adsorption）方式と呼ばれ、連続して安導入により、現在の窒素ガスの購入コスト低減を図れます。また、窒素ガスと脱酸素剤を併用すれば脱酸素剤の量を減らせ、脱酸素剤の購入コスト低減を図れます。

離・濃縮します。PSA（Pressure Swing＊現在の窒素ガス・脱酸素剤のご使用条件により、コストメリットは異なります。

吸着剤
断面定した品質の窒素ガスを取り出すことが
できます。
圧縮機
●オイルフリーの
クリーンエアー2

薬品〈品質向上〉・ドリンク剤・医薬品（錠剤）
・健康食品

7

レシーバータンクN2 パック®は空気中〔窒素（約78%）酸素（約21%）
その他（約1%）〕から窒素を効率良く取り出します。

用して大気中の酸素と窒素を効率よく分

吸着槽

吸着槽

空気タンク

お茶

レシーバータンク

窒素ガスや脱酸素剤のコストを低減したいのだが？
窒

素分子と窒素分子の大きさの違いを利

3

4

電子
〈品質向上〉

・基板製造
・リフロー炉・ディップ装置

樹脂〈成型時の品質・歩留まり向上〉・容器、フィルム、レンズ
・自動車部品
・ゴム製品

ミクロ孔内への吸着

排気■ 窒素ガスの用途例 ――主に酸化防止の目的で幅広く使用されています

揚げ
米菓

窒素ガス発生装置

窒素ガスを発生させるしくみを教えて？
窒

活性炭の一種である吸着剤を使い、酸酸素濃度計

エアードライヤー

取り出された窒素ガスは窒素槽に貯留し、内蔵された酸素濃度計で純度監視を行います。

1

オイルフリー
ブースタベビコン■ Q&A
移動に便利なキャスターもオプションで対応可能

窒素ガス発生装置フローシート ● PSA（Pressure Swing Adsorption）方式

お菓子

システム構成例●

入● 運転入力吸着槽内では、加圧下で吸着剤に酸素分子を吸着させて窒素分子を取り出す吸着工程と、大気圧まで減圧させて吸着された酸素分子を脱着・再生させる脱着工程を行います。連続して窒素ガスを取り出すために、吸着槽を二つ用い、吸着・脱着各々の工程を交互に繰り返します。この
方法はPSA（Pressure Swing Adsorption）方式と呼ばれます。

日本酒

貯槽タンクに窒素用ローリー供給（約1,200ｍ3(2,000ｋｇ））〜※1日の窒素ガス使用量は稼働時間を8時間として表記しています。

● 遠方切替コーヒー

液化窒素ボンベ(約107ｍ3(119ｋｇ）/本）

エアードライヤー

オイルフリースクロール圧縮機で圧縮され、エアードライヤーで除湿されたオイルフリーエアーは吸着剤を充てんした吸着槽に送り込まれます。

食品〈鮮度保持・賞味期限の延長〉

35.0〜68.0

8（当社従来機比）

オイルフリースクロール圧縮機の採用により低振動・低騒音化を実現。
騒音値 42/44dB［A］（50/60Hz）■ PSA方式の窒素ガス発生フローについて●25
25.0〜52.0
0〜52 06

50% 低減遠隔操作やシステム化に対応した外部入出力端子台を標準装備●

2020.0〜37.0
0〜37 04

窒素ガスボンベ(7ｍ3/本）

各種外部入出力端子台を標準で装備し、遠隔からの操作はもちろん、各種
警報の出力も充実しました。

13.5〜26.0

2

設置面積

低振動・
低騒音化

（NPO-0.75N2S）●

0.50〜0.55

窒素ガス使用量(ｍ3/ｈ） 0

窒素ガス使用量比率 40%時
消費電力約46%低減
窒素ガス使用量比率 70%時
消費電力約25%低減（ NPO-0.753N2S5 従来機比）

マルチドライブ

インバータ

窒素ガス発生量(ｍ3/ｈ） 0.9〜2.0 3.0〜5.7 4.8〜10.2 6.9〜15.0

NPO-0.75MXB
NPO-0.75N2S

窒素ガスの使用量に応じて、自動で発生プロセスを最適化。
省エネを実現。

圧力開閉器式

取出圧力(ＭＰa）

高効率吸着剤の採用と圧縮機とPSAの一体制御により業界トップクラスの発生量を実現。

省エネ

運転方式・制御方式

8

金属〈溶接・熱処理〉・ロー付け・反応炉、洗浄機
・銅線、ダイキャスト

タイヤ
充てん〈燃費向上〉

9

研究

酸化防止による品質保持・防爆に良い対策法はないかな？
酸

オイルの影響はありますか？
オ

N2 パック®は純度99〜99.99%の窒素ガスを手軽に供給します。

オイルフリースクロール圧縮機を採用、
オ
油分のない環境を維持します。

酸化・防爆の対策として不活性ガスを利用する方法があります。窒素ガスは、

空気圧縮機は、信頼性に優れたオイルフリースクロール圧縮機を全機種に

常温では不活性ガスとして使用可能なので、さまざまな分野で包装用置換採用。吸着剤の定期交換は不要です。また、オイル交換の手間や油分を含ガス、雰囲気ガスなどに採用されています。N2パック®を利用すると特殊なんだドレンの処理が不要で、装置周辺を油で汚しません。オイルミストフィ

設備を用意することなく窒素ガスを供給することが可能になります。

ルタの設置も必要ありません。
※圧縮機が吸い込む空気に含まれる油分は含みます。

ガスボンベの残量調整・交換などの管理の手間を何とかできないか？
ガ

メンテナンス体制は？
メ

ス
スイッチをポン！の簡単操作で窒素ガスを供給します。

メンテナンスは空気圧縮機を含めた装置全体を、メ
全国の日立のサポートネットワークで迅速に対応します。

〈分析・実験〉

・キャリアガス・シールドガス・パージガス

原料となる空気を供給する圧縮機部と窒素ガスを取り出すPSA部を一体制御。起動スイッチを入れるだけで自動運転し、窒素ガスを供給します。

●ガスを利用した製造装置については特許上の責任は負いかねますので各ユーザーで調査ください。

910

標準仕様表0.75●N2 パック®

2.2●N2 パック®

出力（50/60Hz）kW

出力（50/60Hz）

kW

型式

−

NPO-3.72VNB

NPO-3.73VNB

NPO-3.74VNB

NPO-5.52VNB

NPO-5.53VNB

%
m3/h
MPa
−
V
℃
%
−
−
mm
kg
g
dB［A］

99
10.2
0.50

99.9
7.2

99.99
4.8

99
15.0
0.50

99.9
10.2

0.75

0.9

圧縮機

2.2
NPO-2.22NB5
NPO-2.23NB5
NPO-2.24NB5
項目・単位
型式
NPO-0.752N2S5 NPO-0.753N2S5 NPO-0.754N2S5 NPO-0.752N2S6 NPO-0.753N2S6 NPO-0.754N2S6−
NPO-2.22NB6
NPO-2.23NB6
NPO-2.24NB6%
窒素ガス純度＊1
99.99
99
99.9
99.99
99
99.9
99.99
99
99.9
m3/h
窒素ガス発生量＊2、＊3
3.0
1.7
1.3
0.9
2.0
1.4
1.0
5.7
4.1
MPa
窒素ガス取り出し圧力
0.50
0.55
0.50
0.55
0.50
0.55
−
窒素ガス取り出し口Rc 1/4
Rc 1/4V
相および電源電圧
トップランナーモータ、三相 50Hz 200 / 60Hz 200・220
単相 50Hz 100
単相 60Hz 100℃
使用周囲温度5〜35
5〜35%
使用周囲湿度＊4
30〜80
30〜80
圧縮機・台数−
オイルフリースクロール圧縮機・1台内蔵
オイルフリースクロール圧縮機・1台内蔵
制御方式−
圧力開閉器式
圧力開閉器式
外形寸法＊5（幅×奥行き×高さ）mm
980×650×1,400
550×600×1,140
質量（装置全体）kg
367
178
騒音値＊6、＊7、＊8
dB［A］
46
42
44

●N2 パック®

Vタイプ

項目・単位

圧縮機

窒素ガス純度＊1
窒素ガス発生量＊2、＊3
窒素ガス取り出し圧力
窒素ガス取り出し口
相および電源電圧＊9使用周囲温度
使用周囲湿度＊4
圧縮機・台数制御方式
寸法＊5（幅×奥行き×高さ）
外形寸法
質量（装置全体）値＊6、＊7、＊8
騒音値

出力（50/60Hz）

kW

型式

−

項目・単位

圧縮機

ガス純度＊1
窒素ガス純度
窒素ガス発生量
ガス発生量＊2、＊3、＊11
窒素ガス取り出し圧力
窒素ガス取り出し口
相および電源電圧
使用周囲温度
使用周囲湿度＊4
圧縮機・台数制御方式
寸法＊5（幅×奥行き×高さ）
外形寸法
質量（装置全体）値＊6、＊7、＊8
騒音値

%
m3/h
MPa
−
V
℃
%
−
−
mm
kg
g
dB［A］

出力（50/60Hz）

kW

型式

−

項目・単位

圧縮機

ガス純度＊1
窒素ガス純度
窒素ガス発生量
ガス発生量＊2、＊3、＊11
窒素ガス取り出し圧力
窒素ガス取り出し口
相および電源電圧
使用周囲温度
使用周囲湿度＊4
圧縮機・台数制御方式
外形寸法＊5（幅×奥行き×高さ）
質量（装置全体）
騒音値＊6、＊7、＊8

%
m3/h
MPa
−
V
℃
%
−
−
mm
kg
dB［A］

5.5

0.55

NPO-5.54VNB
99.99
6.9
0.55

Rc 1/4
トップランナーモータ、三相 50Hz 200 / 60Hz 200・220（50/60Hz 共用）
5〜35
30〜80
オイルフリースクロール圧縮機・1台内蔵
オイルフリースクロール圧縮機・1台内蔵インバータ（圧力一定制御）
980×900×1,475
545
479
53
50

11

NPO-7.52
NPO-7.52MNC5
NPO-7.52MNC6
NPO-7.52
99
26.0
26
0.50

IoT対応
11
NPO-7.53MNC5
NPO-7.53MNC6
99.9
18.6

NPO-7.54MNC5
NPO-7.54MNC6
99.99
13.5

NPO-112MNC5
NPO-112MNC6
99
37.0
0.50

16.5
NPO-113MNC5
NPO-113MNC6
99.9
26.0

NPO-114MNC5NPO-114MNC6
99.99
20.0

0.55
0.55
Rc 1/2
トップランナーモータ、三相 50Hz 200 / 60Hz 200・220
5〜35
30〜80
オイルフリースクロール圧縮機・3台内蔵
オイルフリースクロール圧縮機・2台内蔵
マルチドライブ2,756×925×1,800
2,456×925×1,450
1,366
1,027
58
56
Rc 3/815●N
N2 パック®

5.5
3.7

7.5

●N
N2 パック®

3.7

22NPO-152
NPO-152MNC5
NPO-152
NPO-152MNC6
99
52
52.0
0.50

IoT対応
22.5
NPO-153MNC5
NPO-153MNC6
99.9
36.0

NPO-154MNC5NPO-154MNC6
99.99
25.0
0.55

NPO-222MNC5
NPO-222MNC6
99
68.0
0.50

30
NPO-223MNC5
NPO-223MNC6
99.9
50.0

NPO-224MNC5
NPO-224MNC6
99.99
35.0

0.55
Rc 1/2
トップランナーモータ、三相 50Hz 200 / 60Hz 200・220
5〜35
30〜80
オイルフリースクロール圧縮機・4台内蔵
オイルフリースクロール圧縮機・3台内蔵
マルチドライブ
2,960×1,200×1,930
2,950×1,100×1,930
2,218
1,821
65
63

＊1. 窒素ガス＋アルゴンガス等の容積です。
窒素ガス純度99.999%対応については別途ご相談ください。
＊2. 窒素ガス発生量は温度20℃、湿度60%時の圧縮機の吸込みフィルタに目詰まりなどがない場合の吸込み状態（大気圧）に換算した値です。
＊3. 窒素ガス発生装置は周囲環境が高温・多湿となった場合、窒素ガス純度が低下します。
周囲環境により必要純度が維持できない場合は、窒素ガスの使用量を低減してご使用ください。
＊4. 相対湿度を示します。
せん）＊5. 装置全体（推奨ユニット設置間隔を含む）のパネル外形寸法を示します。
（外部装着品、突起物は含みません）＊6. 騒音値は正面1.5m全負荷時、無響音室で測定した値です。運転条件が異なる場合や、周囲の反響を受ける実際の据え付け状態では 表示値より大きくなります。
受ける実際の据え付け状態では、＊7. 冷凍式エアードライヤー運転時
ヤー運転時の騒音値は、仕様表より1〜2dB［A］増加します。
＊8. 吸着槽排気工程時における上昇値は含みません。
吸着槽排気工程時における上Vタイプの漏電遮＊9.
プの漏電遮断器は、感度電流100mAをご選定ください。
＊10. 工場出荷時は「自動省エネモード」が設定されています。
＊11.
の窒素ガス発生の窒素ガス発生量の表示精度は±7%F.S.以内となります。

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

信用と行き届いたサービスの当社へお問い合わせ営業窓口
本社・営業統括本部
関東地区窓口〒101-0022〒101-0022

北海道支社 （011）611-1224
東北支社 （022）364-2710
福島支店 （024）961-0500

東京都千代田区神田練塀町3番地（AKSビル）（03）4345-6041
東京都千代田区神田練塀町3番地（AKSビル）（03）4345-6045
北陸支社 （076）420-5711
中部支社 （052）884-5822
関西支社 （06）4868-1226

中国支社 （082）282-8112
四国支社 （087）882-1192
九州支社 （092）651-0141

https://www.hitachi-ies.co.jp●このカタログに掲載した内容は、
予告なく変更することがありますのでご了承ください。

SB-522T

2019.1Printed in Japan(H)