製品カタログ
株式会社サーマルブロック
株式会社システムブレイン

真空プローバーシステム

SB-MCPSシリーズ

・豊富なオプションで低温から高温まで対応可能
・高級機に引けをとらない性能を有しております■低温・高温オプション
極低温から高温までの温度を選択可能
・液体窒素冷却ユニット（80K～500K)
・液体ヘリウムフロー型冷却ユニット（5K台～300K)
・高温ユニット（室温～600K)
・液体窒素冷却＋高温ユニット(80K～600K)
・スターリング冷凍機ユニット(50K台～室温)■各種オプション等
1)

マニピュレーター追加

2)

温調器ユニット3)

ロードロック機構

4)

ロードロック機構＋サンプル搬
送BOX

■標準仕様

5)

バイアス測定ユニット

・温度範囲
：室温
・サンプルサイズ ：□20mm

6)

高周波測定ユニット

7)

低ノイズオプション（±1pA 以下）

8)

側面モニターユニット（CCD＆モニター付）

9)

ソフトコンタクトダンパー（着針時の針圧低減）

10)

高真空排気装置（真空計付）

11)

コンべクション真空計（大気～10-4Torr)

12)

タングステンプローブ針(1組10本）13)

金メッキBeCuプローブ針(1組10本）

・移動量：X軸 ±25.0mm：Y軸 ±15.0mm：Z軸 ±12.5mm・コネクター：BNCコネクター

・架台寸法：W550mm ×D550mm■ システム構成
・システムチャンバー本体
・マニピュレータ2式
・液晶モニター
自立型または卓上型・アルミスタンド
・CCDカメラ & モノスコープユニット

0.1Wトップロード冷凍機システム

SB-0.1-TRB

・トップローディング方式によりサンプル交換が容易
・100V(単相)空冷式 で設置場所を選びません
■仕様
・温度範囲

：4K台～ 300K

・冷却能力

：0.1W / 4.2K

・サンプルスペース：φ22mm・冷却方法：4KGM冷凍機

・コンプレッサー：AC100V(単相) 空冷式■ システム構成
・コールドヘッド・コンプレッサー

・Heガスホース・クライオスタット・サンプルロッド・システムスタンド

1.5Kトップロード冷凍機システム

SB-1.5KCRS0.5-TRB

・サンプル交換が容易なトップロードシステム
・減圧することで1.5K台の測定も可能に
■仕様
・温度範囲

：減圧無し 4.2K以下
減圧時 1.5K台

・冷却能力：0.5W / 4.2K

・サンプルスペース ：φ29mm
・冷却方法：4KGM冷凍機

・コンプレッサー：AC200V(3相) 水冷式■ システム構成
・コールドヘッド・コンプレッサー

・Heガスホース・サンプルロッド

・クライオスタット・システムスタンドマルチクーリングシステム

SB-MULTICOOL-0.5S

・1台で様々な低温測定が可能(電気的・光学的測定)
・1Kポットを減圧することにより2K以下の低温実験が可能
■仕様
・温度範囲

：2K台～ 300K
減圧時2K以下(約1時間)

・冷却能力：0.5W / 4.2K

・サンプルスペース ：φ29mm
・光学測定用窓径：φ15mm

・冷却方法：4KGM冷凍機

・コンプレッサー：AC200V(3相) 水冷式■ システム構成
・コールドヘッド・コンプレッサー

・Heガスホース・サンプルロッド

・クライオスタット・システムスタンド

マグネット対応型トップロード冷凍機システム

SB-1.5KCRS0.5-TRBS

・各種マグネットと組み合わせることが可能
・真空断熱層の大気開放が不要なためサンプル交換が用意
■仕様
・温度範囲

：4K台～ 300K
※減圧時1K台(約10分)

・冷却能力：0.5W / 4.2K

・サンプルスペース：φ29mm

・冷却方法：4KGM冷凍機

・コンプレッサー：AC200V(3相) 水冷式■ システム構成
・コールドヘッド・コンプレッサー

・Heガスホース・クライオスタット・サンプルロッド・システムスタンド■オプション
小型無冷媒型超電導マグネット（ソレノイド）

1Kポット付4K冷凍機システム

SB-1KpotRCS・液体ヘリウムを貯める1Kポット付き
・1.8K以下の極低温を1時間以上持続可能
■仕様
・温度範囲

：1.8K以下～ 300K
減圧時1K台(約1時間)・冷却能力：冷凍機による・冷却方法：4KGM冷凍機

・コンプレッサー：AC200V(3相) 水冷式■ システム構成
・4KGM冷凍機ユニット

・Heバッファータンク

・Heボンベ用レギュレーター ・ガスポンピングライン
・ストップバルブ類

・温度コントローラ

倒立型トップロード0.1W冷凍機システム

SB-ITCS-0.1

GM冷凍機を倒立に配置したトップロード型
クライオスタット■仕様
温度範囲

4.2K-300K

冷却能力0.1W/4.2K

サンプルスペース

Φ20mm

冷却方法

GM冷凍機

コンプレッサー

空冷式■システム構成・コールドヘッド・コンプレッサー

・Heガスホース・クライオスタット・システムスタンド

光学用液体窒素クライオスタット（回転サンプルステージ）
特注システムSA-SB245T

液体窒素冷却によるクライオスタット
回転ステージによりサンプルの角度を可変

■主な仕様

：85K
（サンプルホルダー部）
・温度コントロール範囲 ：最低到達温度～500K
・目標到達温度・液体窒素容量：850cc程度

・光学窓経：φ8mm 4か所・取付可能サンプル：□12mm×t5mm以内：□25mmサンプルホルダーは内部にて0°～90°回転可能

・クライオスタット
テール部寸法

簡易型室温プローバー（温度勾配機能・顕微赤外カメラユニットモデル）
特注システム■主な仕様
サンプルステージサイズ：Φ80mm（3inch）

マイクロポジショナー：取付 マグネット吸着式：移動量：X軸,Y軸,Z軸±6.0mm：顕微赤外カメラユニット用
プローブヘッド

温度勾配生成ユニット：温度勾配生成プローブ（温度範囲：室温~100℃）

顕微赤外カメラユニット：測定温度範囲：15~90℃：WD：11mm

SB-ROOMP-WAW

熱電特性用真空プローバーシステム

特注システム

熱電材料を評価するためのプローバーシステム◆サンプルを挟み込む構造◆サイズに応じてステージ可変可能(□5mm-25mm)◆高精度の加熱冷却機構搭載
サンプルの両端で温度差を付けることが可能◆熱電対ポートを追加
サンプル表面の温度を測定

電磁石付トップロード冷凍機システム(回転機構有)特注システム

磁場・温度・サンプル角度を自動制御できるシステム◆横磁場電磁石搭載(±0.5Tesla)◆サンプルホルダーを回転させる機構◆光学測定用の窓(対面で2ヶ所)◆電気特性計測用BNCポート4個◆計測器と合わせて電気特性も測定可能

4200-SCS
パラメータ・アナライザ

B1500A
半導体デバイス・パラメータ・アナライザ

SMU 2450/2460型

計測システムもお任せ下さい‼

デジタル・マルチメータ
2001/2002/2010型

ソース・メジャー・ユニット
B2900Aシリーズ

ピコアンメータ/エレクトロメータ
B2980Aシリーズ

サーマルブロック・システムブレインでは、お客様のご要望にお応えしたシステムを設計致します。
また、既存装置の改造、お客様からの冷凍機支給によるシステム構築も可能です。ご相談ください。
製造

株式会社サーマルブロック

本社・工場〒333-0831 埼玉県川口市木曽呂681-4
電話 048-430-7545 FAX 048-430-7546

販売

メール support@thermalblock.co.jp
HP http://thermalblock.co.jp

株式会社システムブレイン

本社〒003-0021 北海道札幌市白石区栄通9-5-8
電話 011-851-9944
FAX 011-851-9969
東京営業所〒333-0831 埼玉県川口市木曽呂681-4
電話 048-494-0348
FAX 048-494-1431

メール support@systembrain.co.jp
HP http://www.systembrain.co.jp

首都圏営業部〒102-0052 東京都千代田区神田小川町2-10-13
御茶ノ水ビル2F

カタログの仕様は予告なく変更する場合がございます。
2018.4

Ver2.0