微小信号スペシャリスト
低雑音増幅器SA シリーズ

極微小信号も忠実に増幅
世界最高レベルの低雑音性能で、より高精度な計測をサポート

電流アンプ

SA-600 シリーズ

SA-440F5

SA-240F5

電圧アンプ

SA-400 シリーズ
差動入力

SA-200 シリーズ
シングルエンド入力

微小信号の高品位な増幅を実現する エヌエフの低雑音増幅器シリーズ

微小信号計測においては、センサからのアナログ信号をいかに忠実に増幅し、最適に処理するかが極めて重要です。
ノイズや周囲環境の影響など、計測の障害となる要因を極限まで抑制する技術を追求した低雑音増幅器のラインナップです。

ラインナップ

世界最高レベルの低雑音性能
電圧アンプ
充実の 9 機種
幅広い用途に対応

シングルエンド入力

差動入力

SA-200 シリーズ

SA-400シリーズ

SA-230F5
0.25 nV/√Hz の低雑音

SA-600シリーズ

高利得（最高10 G V/A）で広帯域

SA-440F5

高インピーダンス、FET 入力

1 pAの電流測定例

4 nVの電圧測定例

10
8
6
4

電 圧 (5 mV/div)

出力電圧 [mV]

極微小信号も
検出可能

電流アンプ

2
0
-2
-4
-6

パルス幅 1 ms

0

10

20

時 間 [ms]30

40

電圧アンプ SA-410F3 で測定※アンプを三つ直列に接続して測定した波形を平均化処理（1万回）しています。

Best Selection Chart

入力デバイス

入力インピーダンス

入力換算雑音電圧密度 *SA-200F3

DC〜800kHz

片線接地

バイポーラ

1k/10k/100kΩ

0.5nV / Hz

SA-220F5

1kHz〜80MHz

片線接地

FET

1MΩ

0.5nV / Hz

SA-240F5

DC〜20MHz

片線接地

FET

1M/100MΩ/ 開放

1.2nV / Hz

SA-230F5

1kHz〜100MHz

片線接地

バイポーラ

50Ω

0.25nV / Hz

SA-410F3

DC〜1MHz

差

動

バイポーラ

1k/10k/100kΩ

0.75nV / Hz

SA-420F5

1kHz〜70MHz

差

動

FET

1MΩ

0.9nV / Hz

SA-421F530Hz〜30MHz

差

動

FET

1MΩ

0.5nV / Hz

SA-440F5

DC〜20MHz

差

動

FET

1M/100MΩ/ 開放

1.8nV / Hz

SA-430F5

1kHz〜100MHz

差

動

バイポーラ

50Ω

0.35nV / Hz

■電流アンプ
名

周波数帯域

利

得

入力換算雑音電流密度*

名

周波数帯域

利

得

入力換算雑音電流密度*SA-604F2

DC〜500kHz

10M V/A

45fA / Hz

IV-202F4

DC〜10MHz

100k V/A

450fA / Hz

SA-605F2

DC〜250kHz 100M V/A

15fA / Hz

IV-204F3

DC〜1MHz

4M V/A

70fA / Hz

SA-606F2

DC〜100kHz

1G V/A

6fA / Hz

SA-607F2

DC〜20kHz

10G V/A

2.5fA / Hz

*印はtyp.値

電流アンプ SA-607F2 (10 G V/A)で測定※波形は平均化処理（4096回）をしています。

入力信号源

シングルエンド入力

測定したい
信号は？

電圧

二つの信号間の電位差

差動入力

SA-200シリーズ

低インピーダンス
高インピーダンス

SA-400シリーズ

入力信号源

低インピーダンス

高インピーダンス

測定したい
信号の種類は？

電流

電流測定

型

センサからの信号にあわせて、最適な機種を お選びください。

電圧測定

1

入力形式

名

時 間 (0.5 ms/div)

接地電位（GND）からの電位差

信号源
（センサ）

周波数帯域

型

型

-8
-10

■電圧アンプ

高精度・高利得利得 ≧10 M (V/A)

高速レスポンス

周波数 〜10 MHz

測定に重要な
性能は？

SA-600シリーズ
IV-200シリーズ

周波数特性

DC〜800 kHz
1 k〜100 MHz
DC〜20 MHz
1 k〜80 MHz
周波数特性

DC〜1 MHz
1 k〜100 MHz
DC〜20 MHz
30〜30 MHz
1 k〜70 MHz

利得 (V/A)

周波数特性

10 M
100 M
1G
10 G

DC〜500 kHz
DC〜250 kHz
DC〜100 kHz
DC〜20 kHz

利得 (V/A)

周波数特性

100 k
4M

DC〜10 MHz
DC〜1 MHz

SA-200F3
SA-230F5
SA-240F5
SA-220F5

P.3-6

SA-410F3
SA-430F5
SA-440F5
SA-421F5
SA-420F5
SA-604F2
SA-605F2
SA-606F2
SA-607F2
IV-202F4
IV-204F3

P.7-8

P.9

2

低雑音電圧増幅器

電圧アンプ

SA-200シリーズ／SA-400シリーズ

特性図■入力換算雑音電圧密度

SA-200シリーズ／SA-400シリーズは、これまでのアンプでは得ることができなかった低雑音を実現した

SA-200F3

極微小信号検出用増幅器です。

SA-220F5

SA-240F5

10.0

10.0

10.0

1.0

1.0

1.0

入力形式、周波数帯域、入力インピーダンスによって、9機種の製品をラインナップ。
各種センサ、分析器や計測器などのヘッドアンプとして使用することで、高精度の信号処理に威力を発揮します。

0.1
1

SA-200F3

SA-220F5

SA-240F5

10100

SA-230F51k10k
周波数 [Hz]

100k

1M

0.1
1k

10k

SA-410F3

周波数 [Hz]

100k

1M

0.1
100

1k

SA-420F5

10.0

10k
100k
周波数 [Hz]

1M

10M

1M

10M

SA-421F5

100

100

10

10

1

1

1.0

SA-410F3

SA-420F5

SA-421F5

SA-440F5

SA-430F5
0.1
100

型

名

SA-200F3

周波数帯域

入力形式

入力デバイス

入力インピーダンス

入力換算雑音電圧密度 *DC〜800kHz

片線接地

バイポーラ

1k/10k/100kΩ

0.5nV / Hz

40dB

SA-220F5

1kHz〜80MHz※

利

得

片線接地

FET

1MΩ

0.5nV / Hz

46dB

SA-240F5※

DC 〜 20MHｚ

片線接地

FET

1M/100MΩ/ 開放

1.2nV / Hz

40dB

SA-230F5

1kHz〜100MHz

片線接地

バイポーラ

50Ω

0.25nV / Hz

46dB

SA-410F3

DC〜1MHz

差

動

バイポーラ

1k/10k/100kΩ

0.75nV / Hz

40dB

SA-420F5

1kHz〜70MHz※

差

動

FET

1MΩ

0.9nV / Hz

46dB

SA-421F530Hz〜30MHz

差

動

FET

1MΩ

0.5nV / Hz

46dB

SA-440F5

DC 〜 20MHｚ

差

動

FET

1M/100MΩ/ 開放

1.8nV / Hz

40dB

SA-430F5

1kHz〜100MHz

差

動

バイポーラ

50Ω

0.35nV / Hz

46dB

※

1k

10k
周波数 [Hz]

100k

1M

SA-440F5

100

1k

10k
100k
周波数 [Hz]

1M

10M

0.1
10

負帰還技術を応用した当社独自の回路を採用
入力換算雑音電圧 0.25nV/ Hz、ノイズフィギュア 0.6dB（入力インピーダンス50Ω）＜SA-230F5＞

広帯域

DCを含む低周波から100MHzの高周波・高速信号まで、広い周波数帯域をカバー

出力抵抗）に対する雑音特性を比較したデータです。
入力段のデバイスがバイポーラの場合とFETの場合の違いを示しています。
バイポーラ入力は低信号源抵抗において、優れた雑音特性を示します。一方、FET入力は信号源抵抗に依存せず、広い範囲で安定した低雑音特性を維持しています。
信号源にあわせて、最適なモデルをお選びください。

3

<図1>

<図2>

シングルエンド入力

100

0.1
100

[dB]

[dB]

1.2

1.2

1k

10k
100k
周波数 [Hz]

1M

10M

0.8

0.8

0.4

0.4

10M

50M

100M

バイポーラ入力

10

FET入力
1

0.1
10

SA-240F5
SA-200F31001k信号源抵抗 [Ω]

10 k

100 k

バイポーラ入力●高精度ひずみブリッジ素子●磁気検出用 超電導SQUIDセンサ●マイクロ波検出用 高温超電導ジョセフソン素子●量子コンピュータにおける超電導デバイスの信号増幅

ご要望に応じたカスタマイズを承ります。

●周波数特性の変更（低域・高域の拡張）
FET入力

1

SA-440F5
SA-410F31k

信号源抵抗 [Ω]

10k

100M

周波数 [Hz]●高速温度センサ〈高域拡張例〉

100

50M●MRI用 電磁波センサ

カスタム対応

10

0.1
10

10M

応用例

差動入力

100

入力換算総合雑音電圧密度 [ nV/ Hz ]図1、図2は、入力形式による、信号源抵抗（センサの

10k
100k
周波数 [Hz]

1.0

シングルエンド（片線接地）：バイポーラ入力、FET入力
差動：バイポーラ入力、FET入力

入力換算総合雑音電圧密度 [ nV/ Hz ]信号源にあわせた入力形式

1k

SA-430F5

SA-230F5

周波数 [Hz]

低雑音

100■雑音指数（ノイズフィギュア）10.0*印はtyp.値※高周波測定向けカスタム対応が可能です。
(p.4)

0.1
10

100k

●過負荷回復時間（リカバリータイム）の短縮 (MRI / NMR 向け)対応例）●SA-220F5 : 10ms

10μs

SA-220F5

1kHz〜80MHz

1kHz〜130MHz

SA-230F5

1kHz〜100MHz

1kHz〜200MHz●システムに合わせた利得変更（46dB

SA-420F5

1kHz〜70MHｚ

1kHz〜110MHｚ●多チャネル化

SA-240F5

DC〜20MHz

DC〜40MHz●SA-230F5 : 120ms

8μs

40dBなど）用途に合わせてご提案します。お気軽にお問い合わせください。

4

低雑音電圧増幅器
SA-200 シリーズ 主要定格
シングルエンド（片線接地）入力

入力部

SA-200F3

DC〜
800kHz

超低雑音増幅器

超低雑音FET増幅器

交流結合、不平衡片線接地入力

SMAコネクタ

SA-240F5

DC〜
20MHz

1kHz〜
100MHz

低雑音FET増幅器

直流結合、不平衡片線接地入力

SMAコネクタ

SA-230F5
超低雑音増幅器

交流結合、不平衡片線接地入力

SMAコネクタオプション
PA-001-2985：
SMAショートプラグ(SA-200シリーズ／SA-400シリーズ、保守用）

入力形式

直流結合、不平衡片線接地入力

入力インピーダンス

1k / 10k / 100kΩ±5％(DC) // 150pF 以下

1MΩ±5％(5kHz) // 57pF typ.

1MΩ / 100MΩ / 開放 // 60pF typ.

50Ω±5％ (100kHz)

最大入力電圧(増幅器焼損電圧)

±0.5V

±1.0V

±1.0V

±1.0V

PA-001-2986：
SMA-BNC変換アダプタ

入力換算雑音電圧密度(入力端短絡)

0.7nV/ Hz 以下(1kHz)

0.7nV/ Hz 以下(100kHz)

0.35nV/ Hz 以下(100kHz)(SAシリーズ共通）

0.5nV/ Hz typ.(1kHz)

0.5nV/ Hz typ.(10kHz 〜 1MHz)

2.2pA / Hz typ.(10kHz)

200fA / Hz typ.(100kHz)

入力換算雑音電流密度

SMAコネクタ

SA-220F5

1kHz〜
80MHz

1.2nV/ Hz (1kHz）

0.25nV/ Hz typ.(10kHz 〜 1MHz)
5.0pA / Hz typ.(100kHz)

5fA / Hz(10Hz）

0.7dB 以下 0.6dB typ.(10MHz)

雑音指数(50Ωシステム)

1.0dB 以下 0.8dB typ.(100MHz)
出力部

増幅部

交流結合、不平衡片線接地出力 SMAコネクタ

直流結合、不平衡片線接地出力 SMAコネクタ

交流結合、不平衡片線接地出力 SMAコネクタ±10V、1kΩ(1kHz)

2.0Vp-p、50Ω(1kHz 〜 20MHz)±10V、1kΩ

1.8Vp-p、50Ω(1kHz 〜 20MHz)

出力インピーダンス

50Ω±5％(DC)50Ω±5％(100kHz)50Ω(1kHz）

50Ω±5％(100kHz)

電圧利得

40±0.5dB、1MΩ(1kHz)

46±0.5dB、50Ω(1MHz)

40dB±0.1dB 以内(1kHz）

46±0.5dB、50Ω(20MHz)

電圧利得周波数特性

DC 〜 800kHz：+0.5dB,−3dB typ.

1kHz〜 80MHz：+0.5dB,−3dB

DC 〜 20MHz：+0.5dB,−3dB

1kHz 〜 100MHz：+0.5dB,−3dB

高調波ひずみ率0.009% typ.(1kHz,±10V)

出力形式

直流結合、不平衡片線接地出力 SMAコネクタ

最大出力電圧

0.004%(2Vp-p）

電源入力

貫通コンデンサを通して供給

貫通コンデンサを通して供給

ヒロセ電機 HR10-7R-4P(73)コネクタ

貫通コンデンサを通して供給

動作電源電圧範囲±15V±5％±15V±5％±15V±1V+15V±5％+65mA typ. +75mA 以下±45mA

ー10mA typ. −15mA 以下±75mA 以内(最大時)0℃ 〜 40℃

0℃ 〜 40℃

消費電流(無信号時)
一般事項±50mA 以下

動作温度範囲

0℃ 〜 40℃

保存温湿度範囲−10℃ 〜 50℃

10％ 〜 80％RH（結露なきこと） −10℃ 〜 50℃

10％ 〜 80％RH（結露なきこと）−10℃ 〜 50℃+55mA 以下
0℃ 〜 40℃

5％ 〜 95％RH（結露なきこと）−10℃ 〜 50℃

10％ 〜 80％RH（結露なきこと）

外形寸法(mm)(突起部、ボトムプレート除く)

68(W)×43(D)×17.6(H)

68(W)×43(D)×28(H)

76(W)×50(D)×25(H)

68(W)×43(D)×17.6(H)

質 量

約90g

約130g

約105g

約90g

付属品

取扱説明書、ボトムプレート

取扱説明書、ボトムプレート

取扱説明書、ボトムプレート

取扱説明書、ボトムプレート

特記無き場合、電源電圧 ±15 V（SA-230F5は ＋15V）、温度 23℃±5°SA-400 シリーズ 主要定格

● 推奨電源

低雑音直流電源 LPシリーズ ※電源の出力ケーブルはオプション（機種にあわせて3種類から選択）

SA-410F3

DC〜
1MHz

差動入力

入力部

接続イメージ+30dBm typ.(68MHz)

インタセプトポイント

1kHz〜
70MHz

低雑音差動増幅器

SA-420F5

SA-421F5

30Hz〜
30MHz

超低雑音差動FET増幅器

SA-440F5

DC〜
20MHz

超低雑音差動FET増幅器

低雑音差動FET増幅器

1kHz〜
100MHzSA-430F5
SMAコネクタ

超低雑音差動増幅器

入力形式

直流結合、平衡差動入力

SMAコネクタ

交流結合、平衡差動入力

入力インピーダンス

1k / 10k / 100kΩ ±5%以内 // 100pF typ.

1MΩ ±5%（1kHz）// 15pF typ.

1MΩ ±5%（1kHz）// 85pF typ.

1MΩ / 100MΩ / 開放 // 60pF typ.

50Ω ±5%（100kHz）

最大入力電圧(増幅器焼損電圧)

差動入力 : ±1V

差動入力 : DC±10V or AC4Vp-p

差動入力 : DC±10V or AC4Vp-p

差動入力 : ±1V

同相入力 : ±15V

同相入力 : DC±10V or AC6Vp-p

同相入力 : DC±10V or AC6Vp-p

同相入力 : ±7.5V

55dB 以上（1kHz 〜 10MHz)

46dB 以上（1kHz 〜 10MHz)

90dB 以上(10Hz〜10kHz）、60dB (1MHz）

1.2nV/ Hz 以下（100kHz)

0.7nV/ Hz 以下（100kHz)

0.9nV/ Hz typ.（100kHz 〜 10MHz)

0.5nV/ Hz typ.（100kHz 〜 10MHz)

100fA / Hz typ.（1kHz)

100fA / Hz typ.（100Hz)

CMRR(入力換算)
入力換算雑音電圧密度(入力端短絡)
入力換算雑音電流密度110dB 以上（55Hz）

SMAコネクタ

80dB typ.（100kHz）

0.75nV/ Hz typ.（1kHz)
4.5pA / Hz typ.（10kHz)

交流結合、平衡差動入力

SMAコネクタ

交流結合、平衡差動入力

SMAコネクタ

直流結合、平衡差動入力±2.0V

1.8nV/ Hz (1kHz）
25fA / Hz (100Hz）

雑音指数(50Ωシステム)(差動入力 / 同相入力)

80dB 以上(100kHz),90dB typ. (100kHz) 80dB typ.(10MHz)
0.45nV/ Hz 以下（100kHz)
0.35nV/ Hz typ.（10kHz 〜 1MHz)
7.0pA / Hz typ.（100kHz)
1.25dB 以下 1.10dB typ.(10MHz）
1.75dB 以下 1.40dB typ.(100MHz）

出力部

増幅部

出力形式

直流結合、不平衡片線接地出力 SMAコネクタ

交流結合、不平衡片線接地出力 SMAコネクタ

交流結合、不平衡片線接地出力 SMAコネクタ

直流結合、不平衡片線接地出力 SMAコネクタ

交流結合、不平衡片線接地出力 SMAコネクタ

最大出力電圧±10V、1kΩ（1kHz）

2.0Vp-p、50Ω（1kHz 〜 20MHz）

2.0Vp-p、50Ω（100Hz 〜 20MHz）±10V、1kΩ

2.0Vp-p、50Ω（1kHz 〜 20MHz）

出力インピーダンス

50Ω±5%（100Hz）50Ω±5%（100kHz）50Ω±5%（100kHz）50Ω（1kHz）

50Ω±5%（100kHz）

電圧利得

40±0.2dB、1MΩ（1kHz）

46±0.5dB、50Ω（1MHz）

46±0.5dB、50Ω（1MHz）

40dB ±0.1dB 以内 (1kHz）

46±0.5dB、50Ω（100kHz）

電圧利得周波数特性

DC〜 1MHz：+0.5dB, −3dB

1kHz 〜 70MHz：+0.5dB, −3dB

30Hz 〜 30MHz：+0.5dB, −3dB

DC 〜 20MHz：+0.5dB, −3dB

1kHz 〜 100MHz：+0.5dB, −3dB

高調波ひずみ率

0.004% typ.（1kHz, ±10V）

0.006%(2Vp-p）

インタセプトポイント

一般事項

ヒロセ電機 HR10-7R-4P（73）コネクタ

貫通コンデンサを通して供給

貫通コンデンサを通して供給

ヒロセ電機 HR10-7R-4P(73)コネクタ

貫通コンデンサを通して供給

動作電源電圧範囲±15V±1V±15V±5%±15V±5%±15V±1V±15V±5%消費電流(無信号時)±45mA typ.

+54mA typ. +70mA 以下+74mA typ. +90mA 以下±55mA+55mA typ. +65mA 以下±75mA 以内（最大出力電圧，負荷1kΩ)−25mA typ. −40mA 以下−64mA typ. −80mA 以下±75mA 以内(最大時)−30mA typ. −45mA 以下

動作温度範囲

0℃ 〜 40℃+5℃ 〜 +35℃

+5℃ 〜 +35℃

0℃ 〜 40℃

0℃ 〜 +40℃

保存温湿度範囲−10℃ 〜 50℃

外形寸法(mm)(突起部、ボトムプレート除く)

76(W)×50(D)×21.1(H)

68(W)×43(D)×28(H)

68(W)×43(D)×28(H)

76(W)×50(D)×25(H)

68(W)×43(D)×28(H)

質 量

約105g

約100g

約100g

約120g

約130g

付属品

取扱説明書、ボトムプレート、SMAショートプラグ

取扱説明書、ボトムプレート、SMAショートプラグ

取扱説明書、ボトムプレート、SMAショートプラグ

取扱説明書、ボトムプレート、SMAショートプラグ

取扱説明書、ボトムプレート、SMAショートプラグ

特記無き場合、電源電圧 ±15 V、温度 23℃±5°5±28dBm typ. (68MHz）

電源入力

5％ 〜 95％RH（結露なきこと）● 推奨電源−10℃ 〜 50℃

5％ 〜 95％RH（結露なきこと）−10℃ 〜 50℃

5％ 〜 95％RH（結露なきこと）−10℃ 〜 50℃

5％ 〜 95％RH（結露なきこと）−10℃ 〜 50℃

10％ 〜 80％RH（結露なきこと）

低雑音直流電源 LPシリーズ ※電源の出力ケーブルはオプション（機種にあわせて3種類から選択）

6

SA-600シリーズ

特性図

SA-600シリーズは、これまでのアンプでは得ることができなかった高利得と広帯域を実現した電流増幅器です。

SA-604F2 (10M V/A)10

Cs=10pF

利得と帯域の異なる4種類をラインナップしました。

SA-604F2

1000

Cs=10pF

Cs=1nF

得
（V/A）

周波数特性

入力換算雑音電流密度 *SA-604F2

10M

DC 〜 500kHz

45fA / Hz

SA-605F2

100M

DC 〜 250kHz

15fA / Hz

SA-606F2

1G

DC 〜 100kHz

6fA / Hz

SA-607F2

10G

DC〜20kHz

2.5fA / Hz

0

0

-3

-3

利 得 [dB]利利 得 [dB]

名

Cs=100pF

SA-607F2 (10G V/A)10

Cs=100pF

42.1fA/ Hz

Cs=1nF13.4fA/ Hz

電流出力センサ、分析器や計測器などのヘッドアンプとして使用することで、信号処理に威力を発揮します。

型■入力換算雑音電流密度■周波数特性-10

Cs=10pF ：fc=685kHz
Cs=100pF：fc=631kHz
Cs=1nF ：fc=163kHz

-20

-30

10

100

1k

-10

Cs=10pF ：fc=32.5kHz
Cs=100pF：fc=23.0kHz
Cs=1nF ：fc=4.73kHz

-20

10k

100k

-30

1M

入力換算雑音電流密度 [fA / Hz]

電流アンプ

広帯域電流増幅器

10

100

1k

周波数 [Hz]

10k

100k

4.17fA/ Hz

10

1

1M

主要定格
Cs=100pF

入力部

心配がありません。パルス応答に対して、オーバシュートやリンギング

Cs=1000pF

立ち上がり時間

tr=62μs
Cs=100pF tr=64μs
Cs=1000pF tr=118μs

Cs=10pFをほとんど生じません。

出力部

時間 : 200 μs/div.

エヌエフの広帯域電流増幅器なら・・・・・従来の電流増幅器は、入力に容量が付加されるとパルス応答に大きなオーバシュートやリンギングが発生します（右上のグラフ）。

Cs=10pF

この場合、帰還コンデンサを追加してオーバシュートを低減することは

電圧 : 2 V/div.

できますが、立ち上がり時間は大幅に増大します。
また、従来の電流増幅器は入力の容量が決まったセンサと組み合わせて使用されることが多く、標準化しづらいという問題がありました。
エヌエフの広 帯 域 電 流 増 幅 器は、入 力 側の容 量に対して安 定な上 、SA-606F2

利得：1 G(V/A)

従来の10倍以上の高速応答を実現しています。

増幅部
Cs=100pF

Cs=1000pF

立ち上がり時間

tr=3.1μs
Cs=100pF tr=4.6μs
Cs=1000pF tr=23.4μs

Cs=10pF

時間 : 20 μs/div.

一般事項※Cs：入力ー GND 間容量

低雑音
高利得・広帯域でありながら、fA（10 15）オーダーの低雑音を実現しました。
入出力にはシールド特性に優れたSMAコネクタを使用しています。

LPF出力装備

出力雑音電圧密度ー周波数特性

右のグラフはSA-604F2のLPFを切り換えて、出力電圧ノイズを測定した例です。

7

0.01

10

100

THRU

fc=300k

fc=100k

fc=30k1k

10k

周波数 [Hz]

100k

SA-607F2±1nA

1kΩ(typ.)3kΩ(typ.)10kΩ(typ.)30kΩ(typ.)

推奨信号源抵抗

1MΩ 以上10MΩ 以上

100MΩ 以上

1GΩ以上

入力バイアス電流＊2±1pA(typ.)

入力換算雑音電流密度＊345fA / Hz (typ.)

15fA/ Hz (typ.)6fA/ Hz (typ.)2.5fA/ Hz (typ.)

出力形式

直流結合、不平衡片線接地出力、 SMAコネクタ

最大出力電圧＊1±10V

最大出力電流＊1±5mA

出力インピーダンス＊1

50Ω±10%出力オフセット電圧＊4

±3mV

±5mV

±15mV

出力オフセット電圧調整範囲±15mV（typ.） パネル面の可変抵抗器による利得(V/A)＊5

1×10⁷（10M）±1%±20mV（typ.）パネル面の可変抵抗器による

1×10⁸（100M）±1%

1×10⁹（1G）±1%

1×10¹⁰（10G）±1%

利得平坦性（±0.5dB以内）＊6 ＊7 DC 〜 50kHz

DC 〜 25kHz

DC 〜 10kHz

DC〜2kHz

周波数特性(Cs=10pF)＊6 ＊7＊8 DC 〜 500kHz

DC 〜 250kHz

DC 〜 100kHz

DC〜20kHz

入出力位相

同相

LPF

30kHz / 100kHz / 300kHz / THRU 10kHz / 30kHz / 100kHz / THRU 3kHz / 10kHz / 30kHz / THRU

1kHz /3kHz / 10kHz / THRU

(遮断周波数設定）

スイッチ切換え

スイッチ切換え

電源入力

ヒロセ電機 HR10-7R-4P（73）コネクタ

動作電源電圧範囲±15V ±1V

消費電流（無信号時）±40mA 以下、±37mA(typ.)

性能保証温度範囲

23℃±5℃

温湿度範囲

動 作： 0℃ 〜 40℃

5％ 〜 85％RH （ただし、 絶対湿度は1g/m³〜25g/m³、 結露なきこと）

保 存： −10℃〜50℃

5％〜95％RH （ただし、 絶対湿度は1g/m³〜29g/m³、 結露なきこと）

スイッチ切換え

スイッチ切換え±40mA 以下、±32mA(typ.)

外形寸法（mm）

76（W）×50（D）×21.1（H） （突起部、ボトムプレート除く）

質 量

約135g （ボトムプレート除く）

RoHS

Directive 2011/65/EU

EMC

EN 61326-1: 2015

付属品

取扱説明書、ボトムプレート、SMAオープンプラグ、BNC-SMA変換アダプタ＊6 遮断周波数THRU設定時＊2 入力バイアス電流は+7℃で約2倍増加＊3 f＝1kHz、
SA-607F2は f＝100Hzで測定（入力開放時、アジレント社89410A相当品にて測定） ＊4 入力開放

＊7 基準周波数 f＝10Hz、SA-607F2は f＝1Hzで測定

2.5

87±0.3（1.5）

92±0.595±1
81M

SA-606F2
±10nA

外形寸法図

0.1

SA-607F2 (10G V/A)

±100nA

76±0.5＊8 Csは入力-GND間容量

応用例

44±0.350±0.5出力雑音電圧密度 [μV/ Hz]

SA-604F2(10M V/A)

1

SA-606F2 (1G V/A)

±1μA

＊5 直流にて測定

0.421μV/ Hz（入力換算 42.1fA/ Hz）

SA-604F2 (10M V/A)

入力インピーダンス＊1＊1 f＝1kHz、
SA-607F2は f＝100Hzで測定

10

ローパスフィルタ（LPF）の選択により、高域雑音の低減が可能です。

1M

SA-605F2 (100M V/A)

最大入力電流＊1（3）

利得：1 G(V/A)

Cs=10pF

100k●フォトマル、フォトトランジスタなどの光検出素子●加速器のビームモニタ

3

センサや接続ケーブルの入力付加容量に対して、安定に動作し、発振の

従来型
電流増幅器

SA-605F2

SA-604F210k

周波数 [Hz]

直流結合、不平衡片線接地入力、 SMAコネクタ（2.5） 4-φ3.5
（1.5）
（8）
25.1±1

センサ・接続ケーブルの容量に対して安定

電圧 : 2 V/div.

高利得において、他にはない広帯域を実現した電流増幅器です。

1k

入力形式

21.1±0.8

10M/100M/1G/10G (V/A)の4種類の利得をラインナップ。

100●走査型トンネル顕微鏡●イオン検出器●その他電流出力センサの信号増幅

4

パルス
応答特性

10

周波数 [Hz]*印はtyp.値

最高10G（V/A）高利得と広帯域を両立

1.57fA/ Hz

1008電流電圧変換モジュール

電流アンプ

IV-200シリーズ

カスタム対応微小AC 信号測定用低雑音増幅器

DC信号に重畳したμVオーダーの微小AC信号の測定に。
主要定格IV-202F4直流結合、不平衡片線接地入力

最大入力電流±100μA±2.5μA

入力インピーダンス30Ω 以下（DC）

1.2kΩ 以下（DC）

25 kΩ 以上、 20 pF 以下

1 MΩ 以上、 50pF 以下

入力部 推奨信号源インピーダンス

入力換算雑音電流密度 600fA / Hz 以下（IV-204F3）／ DC 〜 10MHz（IV-202F4）
アンプ）です。
出力部の採用により、高精度信号処理と高密度実装を実現しました。
特性図

IV-202F4雑音電流密度 [ A / Hz ]100p

●高利得・広帯域：60dB、0.1Hz〜3MHz

増幅部

10p

差動入力タイプもご提案可能です。お問い合わせください。

90fA / Hz 以下

出力形式

直流結合、不平衡片線接地 SMBコネクタ（オス）

出力位相

逆相

最大出力電圧

±10V

一般
事項

100f

10f
10

100

1k

10 k

100 k

周波数 [Hz]

1M

最大出力電流±5mA

出力インピーダンス

50Ω±10%出力オフセット電圧±10 mV 以内、 入力開放

電流利得

1×10⁵ V/A ±5% 以内

周波数特性DC 〜 10MHz（10kHz基準、＋1 〜 −3dB 以内） DC 〜 1MHz（10kHz基準、＋1 〜 −3dB 以内）

電源入力コネクタ

DF11-4DP-2DS（52）（4ピン, オス） ヒロセ電機製

動作電源電圧範囲±15V ±1V

低雑音直流電源

10 M

入力付加容量補償用調整器 大きな入力付加容量が接続される場合などに周波数特性を調整可能
性能保証温度範囲

23℃±5℃

温湿度範囲

動作：0℃ 〜 40℃、 10％ 〜 90％RH 保存：−10℃ 〜 60℃、 10％ 〜 80％RH

外形寸法・質量80（W）×15（D）×21（H）mm （突起部除く） 約25g

RoHS

Directive 2011/65/EU

付属品

取扱説明書、 電源ケーブル（DF11-4DS-2Cコネクタ（ 4ピン, メス） ヒロセ電機製）

マルチチャネル 低雑音増幅システム
低抵抗センサから高抵抗センサまで、高精度の信号処理に●低雑音 1.3 nV/ Hz（バイポーラ入力）, 2.5 nV/ Hz（FET入力）●小型筐体で、多チャネルニーズに最適
16 チャネル

多チャネル化が容易
4 チャネル●多機能

スイッチ切換のみ、部品の追加不要

入力結合方式切換

DC／AC

入力モード選択

差動／シングルエンド／GND

ローパスフィルタ設定

THRU（OFF）／LPF（ON）（fc=1MHz）

入力換算オフセット電圧調整範囲 ±100μV

アンプGND切換

FLOAT／EXTERNAL

世 界 最 高レベルの低雑音性能
入力換算雑音電圧密度 [ nV/ Hz ]

10

9

FET入力
1

0.1
100

低雑音増幅器 SA シリーズと組み合わせることで、より厳しい低雑音ニーズにお応えします。

LP5394

出力雑音電圧は 10μVrms 以下で、直流電源としては最高水準の低雑音をリーズナブルな価格で提供します。
さらに、低雑音・高安定度の基準電圧源の採用により、一般的な直流電源に比べ、5 倍から 10 倍の温度安定度を実現しています。電源ノイズや時間変動などが測定結果に影響を及ぼす精密な測定や評価に対応します。

●低雑音

出力雑音電圧：10μVrms 以下 typ.（帯域幅 10Hz 〜 20MHz）●高安定

出力電圧安定度：±10ppm/℃ typ.

●出力電圧：0〜±15V●出力電流：最大 0.1A
●10 回転ポテンショメータにより、出力電圧を精密に調整可能●1/4 ラックサイズでラック組込みに対応し、多チャネル化も容易

1M●出力電圧安定度：±20ppm/℃ typ.
●出力電圧：±12V 〜 ±15V
●出力電流：最大 0.1A
●1/4 ラックサイズ●入力電圧LP5392 : AC100V
LP5393 : AC100V/120V/220V/240V 切換

LP5391

複数台同時に電源供給が可能なモデルです。当社の低雑音増幅器 SA シリーズを最大 4 台 * 接続可能です。
* SA-410F3 または SA-421F5 は 3 台●2 系統 / 2 出力同時出力●出力電圧：±15V±10% 可変●出力電流：最大 0.3A（4 出力合計）●1/2 ラックサイズ●出力雑音電圧：10μVrms（帯域幅 10Hz 〜 20MHz）●入力インピーダンス●出力安定度：±10ppm/℃ typ.

●シングルエンド入力

100 k●出力雑音電圧：10μVrms 以下 typ.（帯域幅 10Hz 〜 20MHz）●用途にあわせた多チャネル化●目的にあわせて機能を絞り込むことにより、さらなる小型化・高密度実装に対応可能
10 k

出力雑音電圧 10μVrms の低雑音により、当社の低雑音増幅器 SA シリーズの性能を最大限に引き出す直流電源です。

精密低雑音直流電圧源

さらに低雑音が要求される信号の場合には、シングルエンド入力に対応可能

周波数 [Hz]LP シリーズ

ご要求にあわせて最適なシステムをご提案

センサの出力抵抗にあわせて変更可能

バイポーラ入力1k

横軸：10ms/div.

出力雑音電圧を極めて低いレベルに抑えた上、シールド構造など万全の耐ノイズ・低雑音対策を施した高安定度な直流電源。
4×10⁶ V/A ±5% 以内

LP5392/LP5393

カスタム対応縦軸：100μV/div.

SAシリーズの性能を確実に引き出すための必須アイテム

消費電流 （無信号時） ±40mA 以下、 ±25mA typ.
1p

●LPF：3Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz,
100kHz, 1MHz, THRU

片線接地入力450fA / Hz typ.（f =10kHz、入力開放） 70 fA/ Hz typ.（f =1kHz、入力開放）の広帯域 電流−電圧変換モジュール（ I/V
厳重に静電シールドされた小型アルミケース●低雑音特性：2nV/ Hz（1kHz）

SMBコネクタ

5pA typ.

入力バイアス電流

IV-200シリーズは、周波数範囲 DC 〜 1MHz●±40VDCまで印加可能

IV-204F3

入力形式

直流電源（出力15V)の出力雑音波形

LP6016-01 / LP6016-01P●出力電圧：LP6016-01：0 〜 +16.1V（正）/ 0 〜 -16.1V（負）LP6016-01P：0 〜 +16.1V（2 出力、V1, V2）
設定分解能：500μV

設定確度：±（0.03％＋250μV）●出力電流：最大 0.1A
●外部制御インタフェース：USB、RS-232、LAN

センサやデバイスの高品質なバイアス電圧源・制御電圧源として研究開発時の評価から製品出荷試験まで幅広いニーズに対応。

外部制御可能システム組込みに！

NEW
10

オーダリング・インフォメーション
SA-200シリーズ／SA-400シリーズ
型

名

品

名

SA-600シリーズ
税抜価格

型

名

品

名

税抜価格

SA-200F3

超低雑音増幅器¥171,000

SA-604F2

広帯域電流増幅器¥200,000

SA-220F5

超低雑音 FET 増幅器¥196,500

SA-605F2

広帯域電流増幅器¥200,000

SA-240F5

低雑音 FET 増幅器¥145,000

SA-606F2

広帯域電流増幅器¥200,000

SA-230F5

超低雑音増幅器¥192,500

SA-607F2

広帯域電流増幅器¥200,000

SA-410F3

低雑音差動増幅器¥178,000

SA-420F5

超低雑音差動 FET 増幅器¥200,000

SA-421F5

超低雑音差動 FET 増幅器¥210,000

SA-440F5

低雑音差動 FET 増幅器¥150,000

SA-430F5

超低雑音差動増幅器¥218,500

品

税抜価格

オプション
PA-001-2985

SMAショートプラグ（SA-200 シリーズ, SA-400 シリーズ用）¥1,500PA-001-2986

SMA-BNC 変換アダプタ（SAシリーズ共通）

PA-001-3017

SMB-BNC 変換アダプタ（IV-200 シリーズ用）¥2,500¥3,000IV-200シリーズ
型

名

名

IV-202F4

電流電圧変換モジュール¥70,000

IV-204F3

電流電圧変換モジュール¥70,000

低雑音直流電源型

オプション（LP5391／LP5392／LP5393／LP5394）

名

品

名

税抜価格

LP5391低雑音直流電源¥298,000

LP5392低雑音直流電源¥138,000

LP5393低雑音直流電源¥168,000

LP5394低雑音直流電源¥198,000

精密低雑音直流電圧源
型

名LP6016-01

PA-001-2590 BNC アダプタ

¥30,000

PA-001-2591 バインディングポストアダプタ¥30,000

PA-001-2372 出力ケーブル A（2m）¥12,000

対応製品

SA-600シリーズ SA-410F3 SA-240F5
SA-440F5 PA-001-2590 PA-001-2591

PA-001-2373 出力ケーブル B（2m）対応製品

SA-200F3
SA-421F5

SA-220F5
SA-430F5

SA-420F5

PA-001-2374 出力ケーブル C（2m） 対応製品

SA-230F5¥15,000

PA-001-3029 出力ケーブル D（2m） 対応製品

IV-200シリーズ¥12,000¥12,000

PA-001-2406 ラックマウントキット（EIA、1 台用）

品

名

精密低雑音直流電圧源

税抜価格

PA-001-2407 ラックマウントキット（EIA、2 台用）¥370,000

PA-001-2409 ラックマウントキット（JIS、2 台用）

PA-001-2408 ラックマウントキット（JIS、1 台用）
PA-001-2642 ラックマウントキット（EIA、4 台用）
PA-001-2643 ラックマウントキット（JIS、4 台用）

特 設 サ イ ト
各種測定事例や低雑音を示す比較データ公開中。
用途にあった機種の選定をサポートします。
カスタマイズのニーズにもお応えします。

¥15,000

対応製品

LP5391対応製品

LP5392
LP5393
LP5394¥12,000¥12,000¥12,000¥12,000¥12,000

PA-001-2590
BNC アダプタ

PA-001-2591
バインディングポストアダプタ

LP シリーズの出力を BNC 出力に変換

LP シリーズの出力をバインディング
ポスト出力に変換※本体との接続には、出力ケーブル A が必要※本体との接続には、出力ケーブル A が必要※このカタログの記載内容は、2019年9月3日現在のものです。
●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。
●表示価格には消費税は含まれておりません。
●ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。

0120-545838
いいヒント、アドバイスあります。

受付時間 9：30〜17：30（土・日・祝日を除く）