科学・産業機器

蒸留水、イオン交換水が採水可能な大容量タイプ
Water Purifiers, Pure Water

純水製造装置オートスチル®

弊 社ホームペ ージ上 でお客 様 登 録 いただけますと通常1年の無償保証が2年間となります。

WG511/711（オートスチルはヤマト科学の登録商標です）
蒸留能力

5L/h・10L/h

採取純水

イオン交換水／蒸留水（WG511/711）

水質レベル

A4（イオン交換水）／A4（蒸留水）（WG511/711）

恒温・乾燥器/
恒温恒湿器
高温炉・パージガス

産業機器
プラズマ装置恒温培養器
凍結乾燥・冷却トラップ

滅菌器❽ 純水製造装置
WG511型

恒温液槽
恒温水
循環装置

加熱器
濃縮器
減圧・加圧ポンプ●蒸留水タンク容量を60ℓ⇒100ℓにサイズアップしました。
（当社従来品比）
 同時に30/55/85ℓの3段階の満水設定切替が可能です。
●コントローラ/給水制御/タンク水制御において、操作性/メンテナンス性に優れています。

WG711型●ボイラ/凝縮器を正面側に設置し、清掃時の取り外しなどの操作を簡易化しています。
●レベルアジャスターを標準装備しています。
●蒸留水貯蔵タンク内にUV殺菌灯設置することができます。
（オプション）●採水流し台を標準装備した大容量高水質タイプです。

乳化・撹拌・
振とう器
造粒乾燥装置洗浄器

天秤

能pH 計型

式・性フィルター

商品コード

方

送液ポンプ

■仕様

※1

表面観察装置
内部観察
装置

成

液体／ガス
クロマトグラフ構

分光・発光・蛍光装置

物性計測
装置

遠心分離機
冷凍庫・
冷蔵庫
環境・プロセス
関連装置

規格

微生物・細胞
関連装置

式

水質レベル
採水方式
蒸留水製造量
採水量

蒸留水
イオン交換水
蒸留水
イオン交換水
蒸留水
イオン交換水※1

採水容量設定範囲
排水接続
前処理カートリッジ
イオン交換水用カートリッジ
高純度カートリッジ オプション
最終ろ過
蒸留水貯蔵タンク容量
蒸留水貯蔵タンク殺菌灯
採水流し台
原水圧範囲
外寸法※4
重さ
電源（50/60Hz） 定格電流

付属品

価253137

格WG511

電池・半導体・LED 関連装置

計測機器

269

WG711

JIS K0557 A1 規格準拠※2
JIS K0557 A4 規格準拠
前処理カートリッジ⇒イオン交換カートリッジSPC-10⇒（オプションCPC-H）⇒蒸留⇒タンク⇒ろ過
前処理カートリッジ⇒イオン交換カートリッジSPC-10⇒（オプションCPC-H）⇒ろ過
約5.0l/h
約10l/h
約1.0～2.0l/min（50Hz） 約1.5～2.5l/min（60Hz） ※タンク水量により変動
約1.4l/min
約2.8l/min
0.1～85l定量採水/連続採水※3
左右、背面選択接続方式/ホース接続
0.1μm中空糸膜+活性炭入り（PWF-1）（通水量 約5000lで交換）
SPC-10 （樹脂量約10l）（通水量 約2000lで交換）
CPC-H （SPC-10と合わせて通水量 約2500lで交換）
0.1μmメンブレンフィルタMFRL730（採水口取付）（通水量 約3000lで交換）
PE 100l（満水設定30/55/85l選択）
オプション設定
標準
0.10MPa〜0.50MPa
0.15MPa〜0.50MPa※5
幅800×奥行685×高さ1510mm
幅870×奥行685×高さ1510mm
約130kg
約140kg単相AC200V 21A（30A）
単相AC200V 42A（50A）

給水ホース（ストッパ付口金付）1本、缶石洗浄剤（1kg）1個、イオン交換樹脂カートリッジ（SPC-10）1本、前処理カー
トリッジ 1個、メンブレンフィルタ 2個、シールテープ 1個、エルボ継手 1個、ホースバンド 2個、排水ホースAssy 3m×1本、接続ホースAssy 1個¥1,040,000

合成・前処理装置 （注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

試験機器

253138¥1,380,000※性能は電源AC200V、室温23℃±5℃、湿度65％RH±20％時の値です。
本器の使用環境温度範囲は5℃〜35℃です。また、原水の温度範囲は5℃〜30℃を目安としてください。原水温度が高い場合は排水温度が高くなる場合がありますので火傷に注意してください。
※1.性能保証範囲は原水圧2.0〜5.0×100kPa（2〜5kgf/cm2）、水温20℃です。水温の変動により、採水量は変化します。
※2.蒸留直後の値となります。
※3.連続採水可能な採水容量はタンク満水設定において選択した量までとなります。
※4.突起部は含みません。
※5.排水温度低下機構をOFFにして場合は、原水圧範囲が0.10〜0.50MPaになります。

ヤマト科学

www.yamato-net.co.jp0120-405-525

採水流し台構造

オプション273頁

恒温・乾燥器/恒温恒湿器

本体内部（消耗品配置）②③④

前面に水はね防止機構付採水台を設けており、小物置台としても兼用できます。
① メンブレンフィルタ
MFRL730①

機種一覧259頁

イオン交換樹脂（SPC-10)
前処理カートリッジ(PWF-1)
高純度カートリッジ(CPC-H)（オプション）※高純度カートリッジの取付けには別途、接続ユニット(OWG62)が必要となります②

科学・産業機器

POINT!

流し台

Ⅱ−305、378頁

高温炉・
パージガス

産業機器
プラズマ装置恒温培養器
凍結乾燥・冷却トラップ

③項

目

水質計
メンブレンフィルタ

WG511/711
イオン交換水

WG511
WG711
蒸留水（※製造直後）

0.0056
0.02
<0.1
<1.0
<0.5<0.5
JIS A4

0.084
0.015
<0.1
1.2
<0.2
<0.2

SPC-10

蒸留水

UV殺菌灯(オプション)

イオン交換樹脂カートリッジ

前処理カートリッジ

原水

送水ポンプ

メンブレンフィルタ

蒸留器

貯蔵タンク

水質分析例

電気伝導率mS/m at 25 ℃
全有機体炭素（TOC）ⅿg/l
亜鉛 µg/l
シリカ µg/l
塩化物イオン µg/l
硫酸イオンµg/l
トータルレベルイオン
交換水

SPC-10＋CPC-H
0.00560.01<0.1<0.1<0.1<0.1

0.066
0.014
<0.1
2.0<0.5<0.5

品 名採取口ホース継手セット（採水口の2ｍ延長）
給水口ユニット
原水用減圧弁接続ユニットG（WL100組込用接続セット）
排水トラップWG511（排水設備にPVC管を使用し、給水温度が30℃を超える場合）⑥ 排水トラップWG711（排水設備にPVC管を使用し、給水温度が28℃を超える場合）⑦ 殺菌灯⑧ 高純度カートリッジ（CPC-H）接続ユニット※⑨ 外部警報出力No.
①②③④⑤No.
①②③④⑤⑥⑦⑧

品 名
メンブレンフィルタ（1個）
殺菌灯UVランプ（オプション殺菌灯用）
イオン交換樹脂SPC-10 樹脂再生費※1
イオン交換樹脂SPC-10 カートリッジ※2
高純度カートリッジ CPC-H
前処理カートリッジ PWF-1IE/SPボンベ返却用キャップ
缶石洗浄剤 1kg

価

OWI21

商品コード253208
253686253769253668253222OWI41253223¥160,000

型 式
OWF10
OWH10
OWG42

OWG66
OWG62
OWG64

253226253781
253225格

造粒乾燥装置¥ 90,000¥ 34,000¥ 17,600

洗浄器
送液ポンプ
フィルター
②吸水口ユニット（OWH10）

天秤
pH 計

型 式
MFRL730OWG28
SPC-10
SPC-10一式
CPC-H
PWF-1
――

表面観察装置

商品コード9020010006
2537730008239110010004
CPCNS30011
253099WL100002
8190010001

価

内部観察装置格

分光・発光・蛍光装置¥ 13,200¥ 31,000¥ 22,900¥103,000¥ 44,900¥ 25,300¥ 3,200¥ 2,700

液体／ガス
クロマトグラフ⑥前処理カートリッジ PWF-1●排水ホースは、本器の排水口より低くなるようにしてください。給水ホースは、流し設備のある水道栓へ取り付けてください。
●給水ホースを流し設備のない水道栓に取り付けますと、給水ホースがはずれたり、破損した場合は水漏れ等の事故の恐れがありますので、必ず流し設備のある水道栓へ取り付けてください。
●流し設備が水道栓と離れているときには、オプションの「給水口ユニット」を使用してください。

物性計測装置微生物・細胞関連装置
遠心分離機⑤高純度カートリッジCPC-H

冷凍庫・冷蔵庫●「給水口ユニット」は、標準の給水ホースセットに比べ、水圧の変動等があってご注意ください。
注意 ●排水ホースのひき回しには、も水道栓への接続部がゆるみにくい構造になっています。水道の原水圧は、指●排水ホースは、絶対に折れ曲がったり、凸部をつくらないようにしてください。
定の圧力範囲を守ってください。
●水道圧は夜間も含め各機種の原水の圧力範囲で使用してください。
●オプションの「給水口ユニット」をご使用の場合でも、原水圧の圧力範囲は同じです。原水圧の測定に関してはヤマト営業および販売店へお問い合わせください。
●引火性、爆発性のあるガス雰囲気中では絶対に使用しないでください。本器は防爆構造ではありませんので、火災・爆発の原因となります。

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。

0120-405-525

加熱器

乳化・撹拌・振とう器¥ 14,000¥ 24,000¥ 13,000¥ 20,000¥160,000（注）
上記の価格には、消費税は含まれておりません。
※1.イオン交換樹脂 S 交換通知が表示されましたら、販売店か弊社営業所、サービス部門までご連絡ください。イオン交換樹脂を再生します。
※2.イオン交換樹脂再生期間中に、予備カートリッジとして利用する事ができます。

www.yamato-net.co.jp

恒温水
循環装置

減圧・加圧ポンプ

No.④〜⑦ 本体ご注文時にご指定ください※高純度カートリッジCPC-Hは含まれません（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。

消耗品 （詳細は273頁をご覧ください）

恒温液槽

濃縮器

高純度カートリッジ(オプション)

オプション （詳細は273頁をご覧ください）❽ 純水製造装置

水質計

ブロックダイアグラム

滅菌器

④

ヤマト科学

環境・プロセス
関連装置
合成・前処理装置

試験機器
電池・半導体・LED 関連装置

計測機器

270