家庭用保証

書

持込修理

管理医療機器

家庭用電気マッサージ器

マッサージ座椅子（ヒーター付き） AIM-129
お買い 上げ日年月

保証期間日

SWITCH CHAIR INFINITY

お買い上げ日より1年 間（本体）
お客様スイッチ チェア インフィニティ

フリガナ

お名前様

ご住所 〒販売店

修 理 メモマッサージ座椅子（ヒーター付き）

AIM-129
この保証書は、本書記載内容で無料修正させていただくことをお約束するものです。
本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。
販売店欄に記載のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

取扱説明書 保証書付
このたびは、スイッチ チェア インフィニティをお買い上げいただき、ありがとうございました。
この「取扱説明書」
をよくお読みになり、正しくご使用ください。
とくに「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

1. 取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
2. 本書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan,
3. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
（1）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。
（2）お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。
（3）火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。

（4）一般家庭用以外（業務用）に使用された場合の故障または損傷。
（5）指定外電線（電圧、周波数）使用による損傷。

4. お客様の個人情報のお取扱いについてお客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

製造販売元：株式会社ツカモトコーポレーション〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5
TEL.03-3279-1511・1512 FAX.03-3279-1515
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.tsukamoto-aim.co.jp/「ホームページ」のご案内

ホームページでは新製品情報や、商品に関するさまざまな情報をお届けしております。また、お客様の商品購入やお問い合わせにもご対応いただける便利なホームページです。
ぜひ、一度ご覧ください。

エイム事業部

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.tsukamoto-aim.co.jp/
2019年8月

初版発行

もくじ
安全にお使いいただくために ...........1〜4
各部の名前とはたらき .............................5
使用目的/効能または効果 .......................6
ご使用前に ................................................6
使いかた ............................................7〜8
お手入れについて ....................................9
主な仕様 ..................................................9
故障かな？と思ったら ............................10
保証とアフターサービス ......................10
保証書 .............................................裏表紙

安全にお使いいただくために本製品は安全を充分に考慮して設計されていますが、電気製品は取り扱いを誤ると大きな事故につながることがあります。お使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

警告/注意表示について取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害・損害の程度。
取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

物的損害とは、家庭・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

安全記号について
この取扱説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、次の3種類の記号を併記して注意を促しています。

警告・注意を喚起する。
禁止行為を示す。
指示に基づく行為を強制する。

使用者の体調に関する注意

医師の治療を受けている人や、次のような症状のある人は、使用する前に医師と相談する

子供に使用させない
また、使用中は子供を近づけない事故やけがのおそれがあります。

・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
・ 悪性腫瘍(しゅよう)のある人
・ 心臓に障害がある人
・ 妊娠中や出産直後の人・ 糖尿病などによる高度な末梢（しょう）循環障
害からくる知的障害のある人
・ 施療部位に創傷のある人
・ かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
・ 貧血症の人
・ 安静を必要とする人・ 体温38℃以上（有熱期）の人
例:急性炎症症状(けん怠感、悪寒、血圧変動など)の強いときや、衰弱しているとき・ 骨粗しょう症の人、肉離れなどの急性疼（とう）痛疾患の人
・ 温度感覚喪失が認められる人
・ 背骨に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人
・ 乗り物酔いなどのめまい症状のある人
・ 医療機関で治療中の人・ 腱鞘炎の人
・ 上記以外に、とくに身体に異常を感じている人

頭・胸・腹部のマッサージに使用しない事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

使用中、身体に異常を感じたときは、ただちに使用をやめて医師に相談する
そのまま使い続けると症状が悪化し、事故や体調不良をおこすおそれがあります。

本製品の使用時間は1回15分以内とする
長時間のご使用は、筋肉や神経に対して必要以上の刺激が与えられ、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。
使用しても効果が感じられない場合は、医師または専門家にご相談ください。

マッサージ以外の目的には使用しない
事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

事故や体調不良をおこすおそれがあります。

他の健康用機器や治療器と併用して使用しない

次の人は使用しない

医 師 からマッサ ー ジ を 禁じられている 人
例：血栓（塞[そく]栓）症、重度の動脈瘤（りゅう）、急性静脈瘤（りゅう）、各種皮膚炎、各種皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など症状を悪化させるおそれがあります。

事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

食後および飲酒後は使用しない体調不良をおこすおそれがあります。

ヒーター部は表面が厚くなるため、熱に敏感でない人は使用しない

使用中は眠らない
事故やけがのおそれがあります。

お子様、お年寄り、病気の方など皮膚感覚の弱い方は、低温やけどのおそれがあるのでご注意ください。

自分で意 思表 示ができない人や、自分で操作できない人には使用させない

1

事故やけがのおそれがあります。

2

安全にお使いいただくために身体にアクセサリーや、マフラーなどをつけて使用しない

直射日光の当たるところでは使用しない
変形・変色・変質のおそれがあります。

機械部に接触して事故やけがのおそれがあります。

使用に関する注意

リクライニングを操作するときは、必ず周囲に人やペットがいないことを確認する

本体の上に立ったり、飛び跳ねたり不安定な姿勢で使用しない事故やけがのおそれがあります。

事故やけがのおそれがあります。
とくに小さなお子さまが遊んだりしないようご注意ください。

必ず交流100Vで 使用する、また、付属のACアダプター以外は使用しない
専用アダプター（GPE125-120120-6）

絶対に分解や改造、修理をしない
また、本体のファスナーを開けない

火災や感電の原因になります。

感電の原因になります。また発火や異常動作をして、けがをするおそれがあります。

ご使 用前には、必ず本体カバーが 破れていないか確 認する（どんな小さな破れでも、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください）

身体がぬれた状態で本製品を使用しない

布地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む
感電や発熱による火災の原因になります。

生地を無理に引っ張ったり、刃物やとがったもので突き刺したりしない

本製品は一般家庭用なので、業務用として使用しないけがや故障の原因になります。

けがや故障の原因になります。

本体やリモコン、ACアダプターに水などをこぼさない本体やリモコン、ACアダプターを落としたり、強い衝撃を与えない火災や感電、故障の原因になります。

火災や感電、故障の原因になります。

使用場所についての注意

感電の原因になります。

周囲に障害物のない、床面が水平な場所に設置する

本体に布や毛布などをかぶせて使用しない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない事故やけがのおそれがあります。

感電の原因になります。

ストーブなどの火器の近くで使用したり、ホットカーペットなどの暖房器具の上で使用しない本体内部の温度が上昇し、火災や事故、故障の原因になります。

電源プラグのホコリ等は定期的にとる火災や事故、故障の原因になります。
また、たばこを吸いながらの使用も、火災の原因になります。

プラグにホコリ等がたまると湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。
定期的に電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

ご 使 用 前には 、必ず 電 源 スイッチ、タイマーなどが正常に作 動するか確認する
事故やけがのおそれがあります。

電源コードに負担をかけたり、傷つけたりしない動かなくなったり、異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く

電源コードやプラグの誤った取り扱いは、電源コードに負担をかけたり、傷つけたりすることによる感電や火災の原因となります。
次のことをお守りください。

・電源コードを加工したり傷つけたりしない。
・電源コードを熱器具に近づけない。
・電源コードの上に重いものを乗せたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
・電源コードが傷ついていたり、電源コンセントへの差し込みがゆるんでいたりするときは使用しない。
・電源コンセントから電源プラグを抜くときはコードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜く。
・電源コードを本製品に巻きつけない。
・電源コンセントや配線器具など、タコ足配線等で定格を超える使いかたはしない。

事故やけがのおそれがあります。

バイブレーターに故意に力を加えて無理やり止めない

本体シートのカバーをはずして使用しない

漏電やショートなどによる感電や火災の原因になります。お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。

停 電のときは 、ただちに電 源 スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く

電源プラグがコンセントに差し込まれたままで通電が再開した場合、事故やけがのおそれがあります。

浴室などの本体に水のかかりやすい場所や湿気の多い場所で使用しない
火災や感電、故障の原因になります。

保守についての注意
お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

長時間使用しなかったときは、使用前に動作の確認をする

電源プラグがコンセントに差し込まれたままだと、火災や感電の原因になります。

内部部品が劣化している場合、事故やけがのおそれがあります。正常に動作しない場合は、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

長時間使用しない場合は、必ず電源プラ
グをコンセントから抜く

本製品を移動するときは、引きずらない

絶縁劣化になり、感電や漏電火災の原因になります。

床や畳を傷つけるおそれがあります。

お手入れにはベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ性洗剤、漂白剤などは使用しない
変形や変質など本体の外装を傷めるおそれがあります。

34

使用目的/効能または効果

各部の名前とはたらき●台座

本体(1 台）●疲労回復 ●血行をよくする●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解●本体シート ( 1台 ) ※台座にかぶせます。
バイブレーター（内臓）背（２個）リモコンスイッチ状態（背もたれと座面の位置を替えた状態）

DCジャック※左図背もたれを床に倒して回転した状態

頭→脚

脚→頭

バイブレーター（内臓）肩（２個）

ヒーター（内臓）●筋肉の疲れをとる●筋肉のこりをほぐす

ご使用前に台座を開いて水平な場所に設置します。

周囲に障害物のない、床面が水平な場所を選び設置します。使用中の動作音をやわらげたり、床面を傷つけないために、設置場所にはマット等を敷くことをおすすめします。

前に倒す。
バイブレーター（内臓）脚（２個）

バイブレーター（内臓） バイブレーター（内臓）
尻（３個）
腰（１個）

付 属 品 ●AC アダプター

水平な場所(MODEL:GPE125-120120-6)

ACアダプター（本体）

本体シートが破れていないか確認します。

電源コード

電源プラグ

付属の AC アダプター以外は使用しないでください。

DCプラグマット

リモコン

ご使用前には、必ず本体シートが破れていないか確認してください。布地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。

台座に本体シートを取り付ける。

マッサージ位置表示ランプ

電 源 ラン プ

動作中のマッサージ位置を点灯で表示します。

ACアダプターを本体と接続し、コンセントに差し込むと点灯し、電源が入ります。

マッサージ強さ表示ランプ

ヒ ー タ ー ラン プ

選択したマッサージの強さを点灯で表示します。

「ヒーター」が 運 転 中に点 灯し ま す。

コ ー ス 表 示 ラン プ

手 動 コ ー ス 選 択 ボ タン

選 択したコース（自 動 /手 動）を点 灯 で表 示し ま す。

手動でマッサージ位置を選択します。

自 動 コ ー ス 選 択 ボ タン

強 さ 調 節 ボ タン

自動マッサージコースを選択します。

「 手 動 」コ ース を 選 択 し た と き に 、
マ ッ サ ー ジ の 強 さ を 選 択 し ま す。

停 止 ボ タンヒ ー タ ー ボ タン

すべての動作を終わらせるときに押します。

本体シートの上下に取付口がございます。
図のようにして上下取付を行ってください。

ACアダプターを本体と接続し、コンセントに差し込みます。
本 体 の D CジャックにA Cアダプター のDCプラグを差し込み、ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。
リモコンの電源ランプが点灯します。
リモコン「 ヒー タ ー」を 入 / 切 し ま す。

5

6

コンセント
DCプラグ

電源ランプ
DCジャックACアダプター使いかた

背右図の矢印のように背を⑥より前 方 へ倒すと、ギアがはずれ元の位置に戻ります。
元の位置に戻す際に前方へ傾 ける 事 で 角 度 調 節 も出 来 ま す。

右図の矢印のように背をおこすと、ギアがカチッと鳴り①〜⑥の位置で止まります。
①

頭

手動ボタンを押す回数

マッサージ位置座椅子をお好みの角度に調節します。

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目7回目

1回目に戻る背腰脚③「強さ調節ボタン」を押すとマッサージ（バイブレーター）の強さが選択できます。
※ スイッチは押すたびに次のように切り替わります。

スイッチ状態（背もたれと座面の位置を替えた状態Ｐ5参照）についてのご注意

背と同じように頭を倒すと、ギアがカチッと鳴り①〜⑭の位置で止まります。

また、右図の矢印のように頭を⑭より前方へ倒すと、ギアがはずれ元の位置に戻ります。

脚

また、右図の矢印のように脚を⑭より前方へ倒すと、ギアがはずれ元の位置に戻ります。

脚も背と同じように倒していくと、ギアがカチッと鳴り①〜⑭の位置で止まります。

お好みの「マッサージコース」を選択します。
自動マッサージコース（プログラムコース）約10分①「自動コース選択ボタン」を押すと「自動」ランプの「1」が点灯し、「全身マッサージコース」が作動します。
② もう一 度「自動コース選 択ボタン」を押すと「自動 」ランプの「 2 」が点灯し、「 上半身マッサージコース」が作動します。
各自動マッサージコースの特徴
自動1（全身コース）

背・腰・脚のそれぞれの部位を「やさしく」マッサージします。
強さは「弱」「中」で変化します。

自動2（上半身コース）

背・腰のみを「念入りに」マッサージします。
強さは「弱」「 中」「 強」で変化します。

手動マッサージコース（位置・強弱調節可能）約10分①「手動コース選択ボタン」を押すと「手動」ランプが点灯し、「 手動マージコース」が作動します。
②「手動コース選択ボタン」を押す回数で次ページ表のとおりマッサージ位置が選択できます。

7●スイッチ状態で使用された場合、右記の通りマッサージ位置が変化しますのでご注意ください。

背 腰

尻脚

肩

●スイッチ状態で肩マッサージをおこなったとき、乗り物酔いなどのめまい症状をお持ちの方はマッサージの振動によって、まれに具合が悪くなることがありますのでご注意ください。

お 好みに合わせて「ヒーター」を選 択します。
ご参考① 電 源ランプが 点 灯していることを確 認のうえ
「ヒーターボタン」を押してください。
「ヒーターランプ 」が 点 灯し、座 面ヒーターの電源が入ります。

※スイッチ状態（背もたれと座面の位置を替えた 状 態 Ｐ 5 参 照 ）のときは ヒーター位置が座から背に変化します。

② ヒー ター を 切 るときは 、もう一 度「 ヒー ターボタン」を押してください。
「ヒーターランプ 」
が 消 灯し、ヒーター の 電 源 が 切 れます。
※ ヒーターはマッサージ作動時でも停止時でも使用できます。

ヒーター（内臓）
通常状態

スイッチ状態

ヒーター加熱防止安全装置

ヒーター内部センサーが約65℃になると自動的に電源が切れます。

オートタイマー機能マッサージ（バイブレーター）開始後約10分で安全のため自動的に約50℃で復旧します。

動作が停止します。このときヒーターも同時に切れます。

タイマーがはたらき、動 作 が自動 的に終了します。
A Cアダプターをコンセントから抜き、電 源を切ります。
動作開始から約10分で自動的に停止します。
緊 急 時など途 中で止めたいときは「停 止ボタン」を押してください。

本製品の使用時間は1回15分以内にしてください。
長時間の使用は、筋肉や神経に対して必要遺贈の刺激が与えられ、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

8故障かな？と思ったらお手入れについて修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。それでも調子が悪い場合はただちに使用を中止し、お買い上げ販売店、または当社にお問い合わせください。

① 本体の表面布地のホコリは、はたかずに掃除機などで吸い取ってください。
（バイブレーターが破損したり故障の原因になります。
）

症状② 汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。
② 汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみこませた布をよく絞ってふき取り、柔らかい布でからぶきしてください。
ただし、本体内部に水などが入らないようご注意ください。
④ 自然乾燥させ、よく乾かしてください。
お 手 入れをするときは、必ず電 源プラグをコンセントから抜いてください。
また、ぬれた手で抜き差しはしないでください。

使用後は湿気の少ない場所に保管してください。
また、長時間使用しない場合は、汚れを取ったあと、布などのカバーをかけ、ホコリがかからないようにご注意ください。
本製品の破 棄 方 法について地球環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで、各自治体の取り決めにしたがってください。

主な仕様
一的名名称

医療機器認証番号
使

用

電源

電気定

格

本体定格定格時

間

オ ー ト タ イ マ ー
外質形寸

法
量

電 源 コ ード 長 さ
材

構造上の音で機能等に影響はありません。

動作しない電源プラグが抜けていませんか？
オートタイマーが働き停止状態になっていませんか？

バイブレーターが動作しないACアダプターが抜けていませんか？
安全装置が働き停止した状態になっていませんか？
ACアダプターをコンセントに入れて、もう一度リモコン操作をしてください。

コントローラーが正常に動作しない電源の状態などにより誤動作している可能性があります。
ACアダプターをいったんコンセントから抜いて、もう一度コンセントに差し込んでください。

しばらく使用していなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。

質マッサージ座椅子（ヒーター付き）AIM - 1 2 9●電源コードやプラグが異常に熱い ●電源コードに深い傷や変形がある ●焦げ臭いにおいがする ●動作中に異常や音や振動がする ●スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある ●その他異常や故障がある

225AGBZX00061A 0 6

専用ACアダプター（G P E1 2 5 - 1 2 0 1 2 0 - 6）
AC 100V 50/ 60Hz 14 W
10分

約10分

約幅50×奥行76〜1 2 5 × 高さ1 7 〜 6 8 c m 座 面の高さ：約 1 7 c m※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する為に必要な部品です。

（5）ご使用中にふだんと変わった状態になりましたら、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。
※お客様ご自身での分解・修理は危険です。絶対におやめください。

修 理に関するご相 談ならびに不明な点は、まずはお 買い上げ販売 店にお申し付けください。

約6.4Kg【お客様相談窓口】

約1.85m※ お客様が加入されている電話（N T T以外の一般回線、P HS, 及びIP 電話等）によっては、ご利用できない場合がございますので、下記電話番号へおかけください。

構 造 部 材 ：スチールパイプ
張 り 材 ：ポリエステル

株式会社ツカモトコーポレーション
東京都中央区日本橋 本 町

91-6-5※必ずお読みください。
（4）補修用部品の最低保有期間
当社はこの「スイッチ チェア インフィニティ」の※補修用性能部品を製造打ち切り後最低5年間保有しております。
（ただし、縫製部品は除きます。
）（3）保証期間を過ぎて修理を依頼される場合修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

DC 12V 1.2A（ヒーター6 W）

クッション材 ：ウレタンフォーム

医療機 器 製 造販 売業（1）保証書（裏表紙）
保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管ください。
（2）保証期間中に修理を依頼される場合保証書の記載内容に従って修理いたします。

家庭用電気マッサージ器

以上のような症状の場合は、故障や事故防止のため、ご使用を中止し電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

こんな症状はありませんか

保証とアフターサービス

売般マッサージ動作時の音

長年ご使用の「スイッチ チェア インフィニティ」の点検を！

保管について販

調 べ る ところ

【受付時間】 祝日を除く 月〜金 10:00〜17：00 （都合によりお休みさせていただく場合がございます）

エイム事 業 部

中国製株式会社ツカモトコーポレーション

TEL:03-3279-1511・1512

エイム事業部

FAX:03-3279-1515 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-510