小型クリーンオーブン

Web 登録すると ※Compact Clean Ovens Model 小型卓上タイプ

DT300/300H ( 特許出願中 )使用温度範囲（室温 +20）～ 300℃

※弊社ホームページ上でお客様登録
いただけますと通常 1 年間の無償保証期間が 2 年間となります。

内容積

温度分布精度 ± 3.0℃ (at300℃ )(DT300H 型 )27ℓ

クリーンルーム内の設置に最適●設置場所を選ばない小型卓上型です● 2 段重ねでの使用ができます（オプション：重ね金具使用）●小型ながら最高使用温度は 300℃です●使用電源は AC100V 15A で使用場所を選びません●清浄度は温度安定時だけでなく、温度上昇・下降時もクラス 100（JIS クラス 5）（DT300H 型）

DT300 型

DT300H 型( キャスター付き低床架台、排気バルブ手動式、N2 ガス導入装置はオプション）■仕様

性

商品コード型 式
方 式
温度制御範囲能※１212614
DT300
強制送風循環（室温 +20）〜 300℃

212615
DT300H

構成
コントローラ

温度上昇時間約 150 分温度調節精度 / 温度変動

JTM K05 ± 0.3℃（at100/200/300℃ ）/ JIS ± 0.5℃（at100/200℃ ）、± 1.0℃（at300℃）

温度分布精度JTM K05 ± 2.0℃（at100℃）、± 4.0℃（at200/300℃）

JTM K05 ± 1.5℃（at100℃）、± 2.5℃（at200℃）、± 3.0℃（at300℃）

温度勾配

JIS 5℃（at100℃）、10℃（at200℃）、12℃（at300℃）

JIS 3℃（at100℃）、5℃（at200℃）、7℃（at300℃）

清浄度

クラス 100（JIS クラス 5：対象粒径：0.5μm）（温度安定時） クラス 100（JIS クラス 5：対象粒径：0.5μm）
（常時）

内装

ステンレス鋼板断熱材

グラスウールヒータ

SUS パイプヒータ

送風機ファン（モータ）

シロッコファン ( コンデンサ型モータ

差圧計

インジケータ式（3 色表示）

ケーブル孔

内径 33mm（右側面）：1 個

吸気口

内径 33mm（右側面）：1 個

排気口

R1/2（内径φ 16mm）

フィルタ

耐熱 HEPA フィルタ（集塵効率 0.3μm 粒子にて 99.97% 以上 )コントローラ型式

V型

温度制御方式PID Z 制御

温度設定方式▲▼キーによるデジタル設定方式

温度表示方式その他の表示温度表示：緑色 4 桁 LED デジタル表示 （分解能：1℃）
昇温 / 安定 / 降下状態を示す温度パターン LED 表示

タイマ / タイマ分解能

時間：1 分〜 99 時間 59 分 / 1 分

運転機能

1.2kW30W）

高性能耐熱 HEPA フィルタ（集塵効率 0.3μm 粒子にて 99.97% 以上 )設定温度表示：橙色 5 桁 LED デジタル表示 （分解能：1℃）

時刻：24 時間表示内寸法（幅×奥行×高さ）※ 2

定値運転、クイックオートストップ運転、オートスタート運転、オートストップ運転、プログラム運転：最大 99 ステップ、99 パター ンまで、繰り返し運転機能
通電 / 運転時間の積算機能（65535 時間まで）、カレンダタイマ（24 時間）キャリブレーションオフセット機能、
消費電力・CO2 排出量・ヒータ操作量のモニタ表示、 停電復帰モード選択、ユーザ設定情報の保存・呼出トライアック ゼロクロス方式 / K 熱電対（ダブルセンサ）
自己診断機能（センサ異常検知、ヒータ断線検知、トライアック短絡検知、メインリレー不良検知、自動温度過昇防止）
キーロック機能、ドアスイッチ、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカ、ファンエラー
300 × 300 × 300mm

外形寸法（幅×奥行×高さ）※ 2

500 × 720 × 840mm

内容積27ℓ

電源（50/60Hz）

AC100V 13A(15A)

棚段数 / 棚受ピッチ・棚板耐荷重

6 段 / 30mm

重さ約 87kg

付加機能
ヒータ回路制御 / センサ
安全装置

規 格付属品価 格

約 15kg/ 枚

棚板（ステンレスワイヤ）2 枚、棚受
¥850,000

約 86kg
4 本、取扱説明書、保証書¥1,100,000（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。
電源コードの長さは器外約２m です。電源欄の（ ）はブレーカ容量および電源設備容量です。
※ 1. 性能は定格電源電圧 AC100V、室温 23℃±５℃、湿度 65%rh ± 20%、気圧 86kPa ～ 106kPa、無負荷時の値です。

※ 2. 寸法は突起部を含まず。

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。

ヤマト科学

www.yamato-net.co.jp

0120-405-525

9点分布参考データ(無負荷)DT300
設定温度 上右奥
100℃
98.0
200℃
194.9
300℃
293.2

上左奥
98.0
195.2294.2

上右前97.4
195.4
295.4

上左前97.4
194.4
294.8

下右奥96.8
193.6
296.5

下左奥97.0
193.7
297.0

下右前97.0
194.1
296.9

下左前97.0
193.4
294.4

中心99.1
198.0
299.5

条件
1. 測定点は槽内寸法における相対する壁面までの距離の 1/10（最小 50mm）の点および中心の 9 点を計測。
2. 室温 23℃、AC100V、50Hz、各設定温度安定時の平均温度、参考データとする。
3. 無負荷、棚板 2 枚設置。

小型クリーンオーブンDT300(H)型+窒素ガス発生装置NF300型

温度上昇・下降時の発塵データ
DT300H 型
槽内温度：300℃

80103

N2ガス供給条件

N2ガス供給条件（比較）

60102

供給元

供給元

：N2ボンベ

供給純度 ：99％

供給純度 ：99.99％10

供給流量 ：10ℓ/min供給流量 ：10ℓ/min

5酸素濃度：0.65％401020 1

3500 0酸素濃度：0.025％

0:01:00
0:15:00
0:29:00
0:43:00
0:57:00
1:11:00
1:25:00
1:39:00
1:53:00
2:07:00
2:21:00
2:35:00
2:49:00
3:03:00
3:17:00
3:31:00
3:45:00
3:59:00
4:13:00
4:27:00
4:41:00
4:55:00
5:09:00
5:23:00
5:37:00
5:51:00
6:05:00
6:19:00：NF300

清浄度

15
槽内 酸素濃度（％）

100
104

参考：DT300H(クリーンオーブン) N2置換率20( 個 /CF)

窒素ガス発生装置 NF300 型と組み合わせれば、低酸素条件での使用も可能です。

300300250250102030
経過時間（min）

405060注意）置換率は N2 ガス供給流量、温度に依存します。

DT300

NF300

(℃ )

0

温度0200200150150100100505000■オプション品

名型式架台

ODE16

商品コード 価 格213430¥ 45,000

キャスタ付き低床架台

ODE18213431¥ 50,000

重ね金具

ODE20213432¥ 40,000

固定金具

ODE22213433¥ 15,000

ステンレスワイヤ棚板セット

ODE24213434

¥

カゴ式棚板

ODE26213435¥ 24,000

ODE28213436¥ 60,000●N2ガス導入装置（流量計付き）

ODE30213437¥ 75,000●簡易クリーンルーム対応

ODE32213438¥ 40,000

シースセンサODT48212946¥ 22,400

シリコン栓（1個穴付きφ2）

ODT52212947¥●外部通信端子（RS485)

ODE34213439¥ 33,600

外部通信用アダプタセットOIN90211880¥ 78,000●温度出力端子（4-20mA）

ODE36213440¥ 33,600●外部警報出力端子

ODE38213441¥ 33,600●タイムアップ出力端子

ODE40213442¥ 40,800●運転信号出力端子

ODE42213443¥ 40,800●イベント出力端子

ODE44213444

本体ご注文時にご指定ください

注意1122334455

2段重ね・内槽

架台

1,400¥ 40,800
ステンレスワイヤ棚板●上記の価格には、消費税は含まれておりません●引火性、爆発性のあるガス雰囲気中では使用禁止です

カゴ式棚板●高温部分をさわらないでください

キャスタ付き低床架台、排気バルブ（手動式）、重ね金具、N2ガス導入装置はオプション●爆発性、可燃性物質は使用しないでください●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。

本社〒103-0022

東京都中央区日本橋室町２-２-１

お客様総合サービスセンター
携帯電話からのお問い合わせ
受付時間 9：00～19：00

66 (h)

9,600●排気バルブ（手動式）●印

0   0120-405-525
0570-064-525※土・日・祝日・振替休日を除く（12：00～13：00の間も受け付けております）
www.yamato-net.co.jp＜E-mail＞info@yamato-net.co.jp● 営業・サービス拠点

札 幌（011）707-0371 千 葉（043）241-7085 横 浜（045）828-1631 京 滋（075）646-5671
仙 台（022）298-3781 東 京（03）5639-7071 厚 木（046）224-6911 関 西（06）6101-3112
前 橋（027）280-4650 東京北（03）5939-4761 長 野（026）291-6001 広 島（082）221-0921
筑 波（029）852-3411 東京西（042）352-3211 静 岡（054）288-9025 福 岡（092）263-7550
北関東（048）642-2569 川 崎（044）540-3751 名古屋（052）202-3051

2017 年 1 月制作

Cat.No：201701-DT-02