ディジタルリレーの開発、製造、保守・点検に。

電圧 4 相 電流 4 相 保護リレー試験器
軽量・コンパクトな一筐体に凝縮

RX4744

リレー試験をより効率的に。
RX470031

出力切換機能付 三相模擬遮断器

RX04701

保護リレー試験ソフトウェア

電圧4相 電流4相 保護リレー試験器

V4·I4

RX4744
フィールドにおける保守作業、製造ラインの効率向上に。

単体も総合も、手動も自動も…

このサイズ1台で、電圧4要素・電流4要素の試験に対応。
これまで、複数の機種を組み合わせていた電圧4要素・ 電流4要素の試験を

軽量・コンパクトで、運搬や設置が容易
幅350mm×高さ200mm、質量15kg
これまで、複数の機種を組み合わせていた電圧4要素・電流4要素の試験を1台で可能にしました。サイズは 幅350mm×高さ200mm

1筐体で実現しました。小型・軽量により基幹系統の保守・点検やメガ
ソーラー、風力、コジェネレーション関連の保護機能試験にも活用できます。

×奥行450mm（従来機種の1/5＊）、質量は一人で持ち運びできる保護リレーの製造、電気設備保守現場の作業効率向上を図るため、単体試験・15kg（従来機種の1/4＊）で、大幅な小型化と軽量化を実現しています。

総合試験の各種動作モードを装備し、操作性を向上させました。
周辺機器、ソフトウェアを組み合わせることにより、自動リレー試験システムを構築可能です。

15kg＊当社従来機種で、電圧4相・電流4相を構成した場合との比較

PCやリモコン不要

本体1台のみで試験が可能
大型液晶モニタを搭載した使いやすい操作パネル

200mm

8.4インチ高輝度液晶モニタとわかりやすい操作キーを備え、各種設定を一覧しながら、直感的に試験を実行できます。
液晶モニタは、屋外の直射日光の下でも高い視認性を確保しました。
液晶表示（出力要素設定画面）

試験の設定と試験結果の収集が容易
USB・USBメモリインタフェース装備
USBメモリを使って、設定内容を複数台にコピーできる上、試験結果の収集も容易です。また、USBインタフェースにより、PCによるリモート制御や自動試験に対応します。

350mm

製造ラインや屋外での保守作業の効率向上に貢献します。

Key Features

電圧4相

＜右側面＞

電圧4相（最大250V）・電流4相（最大20A）
各相同時連続出力、出力は相毎に絶縁対応可能なおもな器具形式

400mA/5mAレンジの微小電流出力を装備
高確度の振幅・位相・周波数出力
カウンタ（ミリセコ）内蔵により、動作時間計測が可能
単体試験・総合試験の豊富な動作モード＊オプション

電流4相

単体試験

ホールド急変、ノンホールド急変、95試験、通常スイープ、ベクトル直線スイープ、トランス突入電流模擬＊、SOR試験＊

総合試験

急変動作、過渡波形再生（コムトレード書式対応）、リアクタンス協調 、
脱調ロック＊、脱調ロック解除＊、I 0遅延＊、シーケンス動作モード＊※右側面には端子保護カバーが装備されています。
＊

ゼロ

出力切換機能付 三相模擬遮断器を組み合わせて、総合試験に対応

基本器具番号

器具形式

試験要素

基本器具番号

器具形式

25
27
44
50
51
59

同期検出装置V1+V1 または V1+V3

60
64
67
87
90
95

電圧平衡継電器

V2

地絡過電圧継電器

V1 または V3

地絡方向継電器

V1 と I1

比率差動継電器

I2

電圧調整継電器

V3

周波数継電器V1 または V3

不足電圧継電器

V1 または V3

距離継電器

V1 と I1

地絡／短絡選択継電器

V1 と I1

過電流継電器I1

過電圧継電器V1 または V3

試験要素

基本器具番号は、日本電機工業会規格（JEM）による規定です。V は電圧、I は電流、数字は相数を表します。

保護リレー試験ソフトウェアで試験の自動化・効率化をサポート
12

電圧4相 電流4相 保護リレー試験器

V4·I4

RX4744多相出力、高精度、そして多機能。
各種ディジタルリレーの試験を1台でこなす。
電圧4相・電流4相出力

出力波形●ホールド急変モード●正弦波です。全出力相毎に絶縁されています。また、全相合計で1100VAの正弦波出力では、平衡三相、1LG、2LS、2LG設定が可能です。

連続出力が可能です。（電源電圧180V以上）●電流高調波

相 あ た り 最 大20A（10V）、4相 並 列 で80A
（10V）
、2相 直 列 で

2次〜25次の高調波を加算可能。保護リレーの高調波抑制試験を20A（20V）を2相、4相直列で20A（40V）の電流を出力できるので、行うことができます。また、非同期高調波の設定も可能です。

旧式の87リレー（比率差動継電器）や51リレー（過電流継電器）の●過渡波形再生試験を行うことも可能です。
さらに、
電圧4相・電流4相の多相出力で、コムトレード書式（アスキーデータ形式、 整数値型）による過渡波形
データを電圧出力0〜3、 電流出力0〜3に再生します。
●任意波形▶ご注文時オプション PA-001-2193

任意波ACおよびAC＋DCを出力可能です。
（メモリ数 16、波形長 32kワード、振幅分解能 16ビット）●振幅制限波形
従来機種による
電圧4相・電流4相システム（自動試験ソフトウエア付システム）

急変やスイープをはじめ、単体試験／総合試験用の各種動作モードを備えています。総合試験用として、
コムトレード書式に対応した「過渡波形再生モード」を標準装備。オプションの動作モードも豊富です。

単体試験用 動作モード

電 圧4相（ 最 大250V）、電 流4相（ 最 大20A）を 同 時 連 続 出 力 可 能

制御線の動作確認など多様な試験に対応しています。

試験モード▶ご注文時オプション PA-001-2194

半波整流波形を出力できます。

定常・永久故障を模擬●ノンホールド急変モード●95試験モード

アーク故障を模擬

周波数リレーを試験●通常スイープモード

定常・故障の間をスイープ●ベクトル直線スイープモード
定常・故障の振幅・位相ベクトル上を直線スイープ

総合試験用 動作モード●急変動作モード
動作シーケンス、故障方向、三相出力、0相動作●過渡波形再生モード
コムトレード書式に対応した過渡波形再生モード■オプション●リアクタンス協調モード●脱調ロックモード■オプション●脱調ロック解除モード●I0(ゼロ)遅延モード●トランス突入電流模擬モード ▶ご注文時オプション PA-001-2195▶ご注文時オプション PA-001-2198で、上記4つのモードが追加されます。

半波整流波形を過渡減衰スイープしてトランスの突入
電流を模擬するためのモード●SOR試験モード ▶ご注文時オプション PA-001-2196

脱調検出リレー（Step Out Relay）を試験するための
出力急変モード※総合試験で模擬遮断器が必要な場合は、RX470031 出力切換機能付 三相模擬遮断器（P.7）
を組み合わせてご使用ください。

●シーケンス動作モード ▶ご注文時オプション PA-001-3147

定常からステップ1（故障）、ステップ2･･･最大10まで、プログラム

した内容で電圧･電流出力の振幅･位相･周波数を遷移させるモード

制限率：100.0%〜ー30.0%（制限極性+）／30.0%〜ー100.0%（制限極性−）

カウンタ内蔵
急変動作の試験用にタイムカウンタを内蔵。 保護リレーの動作時間・

各相個別に
出力オン／
オフ可能

相切換機能
1相～3相設定を相切換（回転）、または0相を位相回転。
出力オン中の相切換操作も可能。

復帰時間（動特性）などを計測でき、 計測結果は、 試験結果メモリに保存可能です。 単体試験では、 インタバル内部／ワンショット／
トレ イン ／ 動 作・ 復 帰 ／ インタ バ ル 外 部 の5モ ードから 選 択、総合試験では、トリップ時間、リクローズ時間、 再トリップ時間を計測します。また、 チャタリング
除去機能も備えています。

高確度

振幅・位相・周波数出力

トリップ1〜3の同時測定などに対応するため、カウンタ1〜3のスタート信号／ストップ信号

振幅・位相・周波数の高確度な出力により、計測器を使わなくても、を任意に設定可能なオプション

保護リレーの正確な動作値・復帰値を得ることができます。

（カウンタスタート／ストップ
信号自由設定）を用意しました。

微小電流出力▲ホールド急変 メイン画面▲総合試験：急変 電圧／電流設定▲ホールド急変 2LS/1LG▲総合試験：急変▲95試験▲過渡波形再生▲カウンタスタート／ストップ信号自由設定▶ご注文時オプション PA-001-2678

400mA/5mAの微小電流出力を装備しています。
電流1相の出力レンジとして、400mAレンジまたは5mAレンジを選択した場合に、アナログ出力端子から出力されます（設定分解能ベクトル表示機能

0.01mA, 0.001mA）。この出力を使用すると、高電圧配電用地絡

各相の電圧電流設定の振幅

方向継電器（67リレー）の試験をZCT（零相変流器）なしで行うこと

および位相をベクトル表示します。

ができます。

さ ら に1相 ～ 3相 の 設 定 を
対称座標法で変換して、ベクトル

出力周波数

表示することも可能です。

50Hz固 定、60Hz固 定、 内 部 可 変（10.000Hz〜500.000Hz）、
0相別設定、 外部同期、ライン同期より選択。オプションで、 周波数同期用のディジタル信号入力・出力を追加できます。
▶ご注文時オプション

ディジタル同期

PA-001-2176

各種入出力保護リレー試験に必要な多彩な入出力を装備しています。
●動作スタート入力 ●トリップ入力, リクローズ入力●トリップ入力2〜3, リクローズ入力2〜3 ●プリトリガ出力●急変指令出力 ●周波数同期信号入力 ●周波数同期信号出力●アナログ出力 ●制御電源出力端子 ●電圧モニタ端子0〜3●電流モニタ端子0〜3 ●ディジタル同期信号入力・出力（●：標準装備 ●：オプション）

3▲ベクトル表示機能

メモリ機能
試験設定メモリと試験結果メモリを装備しています。
試験設定メモリでは、 パネル面に設定したパラメタを各動作モード
につき32通りまで保存可能。 また、 初期設定値の50Hz地域用と60Hz地域用を含めて、合計34通りを任意に呼び出し可能です。
試験結果メモリは、試験条件と試験結果（カウンタ計測・演算値等）
を各動作モードにつき32通りまで保存できます。
試験設定および試験結果はUSBメモリに保存可能です。

4電圧4相 電流4相 保護リレー試験器

V4·I4

RX4744■その他・一般事項

電流出力0～3相

電圧出力0～3相

95試験モード

出力レンジ

20A

250V

125V

スイープ速度0.001Hz/s～9.999Hz/s（設定分解能 0.001Hz/s）

出力電圧範囲0～10V

0～250V

0～125V

交差周波数

40.000Hz～70.000Hz（設定分解能 0.001Hz）

出力電流範囲0～20A

0～0.3A

0～0.5A

折り返し待機時間

0.01s～650.00s（設定分解能 0.01s）

定格負荷

0.5Ω

833.3Ω

250.0Ω

振幅急変機能オン／オフ

振幅設定分解能0.001A

位相設定分解能0.1°

許容負荷力率0.7～1.0（遅れ）0.01V（10V以上） 0.01V（10V以上）
0.001V（10V未満） 0.001V（10V未満）

通常スイープモード

ベクトル直線スイープモード 定常・故障の振幅・位相ベクトル上を直線スイープ
オプション対応動作モード トランス突入電流模擬モード、SOR試験モード

振幅確度

各レンジフルスケールの±0.5％以内（無負荷）、±0.2% typ.

■総合試験 動作モード

位相設定範囲−359.9°～＋359.9°（遅れ設定）

急変動作モード

位相確度±0.3°以内（無負荷・定格出力時）

振幅 ±0.2％以内（定格出力振幅・負荷変動100％時）
ロード
レギュレーション 位相 ±0.2°以内（定格出力振幅・負荷変動100％時）
ライン
レギュレーション

振幅±0.1％以内（定格出力振幅・電源電圧AC 85V～115V、180V～240V）±0.1°以内
位相（定格出力振幅・電源電圧AC 85V～115V、180V～240V）

ひずみ率

THD＋N 0.4％以内
THD＋N 0.2％以内（純抵抗定格負荷・（純抵抗定格負荷・定格出力時）
定格出力時）■直流出力
電流出力0～3相

電圧出力0～3相

出力レンジ

20A

出力電圧範囲

−10V～＋10V−250V～＋250V −125V～＋125V

出力電流範囲

−20A～＋20A−0.3A～＋0.3A −0.5A～＋0.5A

定格負荷

0.5Ω

振幅設定分解能0.001A

振幅確度

250V

833.3Ω

125V

250.0Ω

0.01V（10V以上） 0.01V（10V以上）
0.001V（10V未満） 0.001V（10V未満）

動作シーケンス

再閉路なし・再閉路あり・再遮断

故障方向

線路（遮断相選択）・母線・自由設定

三相出力

同時
個別（オプション:トリップ2〜3／リクローズ2〜3装着時）

0相動作

1相同時動作、個別動作（27RT用）
個別動作遅延時間 0.01s～60.00s（0.01s分解能）

遮断時間

0ms～10000ms（設定分解能1ms）

投入時間

0ms～600ms（設定分解能1ms）

シーケンス継続時間

10ms～600000ms（設定分解能1ms）またはオフ

プリトリガ時間

0.1ms～6000.0ms（設定分解能0.1ms）またはオフ

急変開始位相固定／ランダム

過渡波形再生モード

コムトレード書式による過渡波形データを電圧 0〜3、
電流 0〜3に再生するモード

オプション対応
動作モード

リアクタンス協調モード、脱調ロックモード、
脱調ロック解除モード、I0遅延モード、シーケンス動作モード±0.1％以内（定格出力振幅・電源電圧AC 85V～115V、180V～240V）

単体試験

インタバル内部：出力急変からトリップ信号時間を計測
ワンショット：トリップ信号の動作幅時間を計測
トレイン：トリップ信号の動作幅累積時間を計測
動作・復帰：動作時間と復帰時間を計測
インタバル外部：カ ウンタスタート（リクローズ）
信号からトリップ信号時間を計測
自由設定：カ ウンタスタート／ストップ信号自由
設定（オプション）追加時

総合試験

トリップ時間を計測（再閉路なし、再閉路あり、再遮断）
リクローズ時間を計測（再閉路あり、再遮断）
再トリップ時間を計測（再遮断）自由設定：カ ウンタスタート／ストップ信号自由
設定（オプション）追加時

計測範囲

0～9999.9ms、10.000～99.999s、
100.00s～999.99sの3レンジ、自動レンジ切換え

計測確度±（0.01% of rdg＋2digit）

チャタリング除去時間

0.1ms～3.0ms（分解能0.1ms）またはオフ

50Hz固定・60Hz固定、内部可変、0相別設定、外部・ライン同期、ディジタル同期（オプション）

50Hz固定・60Hz固定 発振周波数確度：±0.003% of set
内部可変周波数

発振周波数範囲：10.000Hz～500.000Hz、

設定分解能 0.001Hz
発振周波数確度：±0.003% of set

外部・ライン同期

同期周波数範囲：45Hz～65Hz
同期位相微調整：設定分解能 0.01°

出力波形

正弦波 平衡三相設定、1LG設定、2LS設定、2LG設定
高調波
次数：2～25次
振幅：0.0～100.0%（基本波に対し）設定分解能 0.1％
位相：0.0～359.9ﾟ、設定分解能 0.1ﾟ（基本波基準）
非同期設定可能（基本周波数の±10%、設定分解能 0.1%）
直流（単体試験モード時のみ）トリップ入力,リクローズ入力

電圧信号入力：0～＋130V、入力レベル：＋2.5V、＋50V
接点信号入力：開放電圧 ＋5V、短絡電流 1mA
1相は標準、2相および3相はオプション
電圧出力：0V～＋5V

急変指令出力

電圧出力：0V～＋5V

ホールド急変モード

周波数同期信号入力

電圧入力：−30V～＋30V

周波数同期信号出力

電圧出力：−10V～＋10V、出力インピーダンス：600Ω

振幅、位相など

故障継続時間0.001s〜65.000s（設定分解能 0.001s）またはオフ

プリトリガ時間

0.1ms〜6000.0ms（設定分解能 0.1ms）またはオフ

プリトリガ出力終了遅延時間 0ms〜10000ms（設定分解能 1ms）
故障待機時間0ms～10000ms（設定分解能 1ms）またはオフ

急変開始位相固定／ランダム

ノンホールド急変モード
要

素

振幅、位相など

故障継続時間0.001s～65.000s（設定分解能 0.001s）またはオフ

プリトリガ時間

0.1ms～6000.0ms（設定分解能 0.1ms）またはオフ

プリトリガ出力終了遅延時間 0ms～10000ms（設定分解能 1ms）
急変開始位相5

動作スタート入力

電圧信号入力：0～＋130V、入力レベル：＋2.5V
接点信号入力：開放電圧 ＋5V、短絡電流 1mA

プリトリガ出力素

固定／ランダム

表示部

8.4インチ高輝度カラー液晶モニタ

USBメモリインタフェース

USB1.1またはUSB2.0準拠品
USB-Aコネクタ（フロントパネル）

USBデバイス

CDC（通信デバイスクラス）
USB-Bコネクタ（フロントパネル）電源

AC85V〜115V／AC180V〜240V 自動切換え、
48Hz〜62Hz

力率0.90以上（typ. 入力電圧200V、定格負荷、定格出力時）

最大入力電流性能保証温度・湿度

0℃〜+40℃、
5%〜85% RH
ただし、
絶対湿度は1〜25g/m3、結露なきこと

外形寸法
（mm）

350
（W）
×200
（H）
×450
（D） 突起部含まず

質

本体：約15.3kg（フロントカバー、端子保護カバー装着時）
ハードウエアオプション：
出力モニタ：約0.3kg
トリップ2〜3／リクローズ2〜3：約0.2kg
ディジタル同期：約0.2kg

量

アナログ出力400mAレンジ：0〜400mA、0〜5V
交流 5mAレンジ：0〜5mA、0.0〜0.5V
振幅設定分解能：0.01mA（400mA）、0.001mA（5mA）
400mAレンジ：−400mA〜＋400mA、−5V〜＋5V
直流 5mAレンジ：−5mA〜＋5mA、−0.5V〜＋0.5V
振幅設定分解能：0.01mA（400mA）、0.001mA（5mA）

制御電源出力端子＋4V〜＋112V、0.5A max.（設定分解能 0.01V）

電圧・電流モニタ端子（オプション）バインディングポスト、出力形式：フローティング
電圧0〜3モニタ端子および電流0〜3モニタ端子

ディジタル同期信号入力, 入力と出力を渡り接続することで、本器複数台をディジタル同期信号出力 周波数同期運転（オプション）
D-sub25ピン、入力および出力形式：筐体電位

フロントカバー
電源コードセット1（100V用, 2m）
電源コードセット2（200V用, 2m）
電流出力ケーブル（約3m） 4本
電圧出力ケーブル（約3m） 4本
信号用ケーブル（バナナチップ−ワニ口, 約1m） 2本
付属ケーブルバッグ
端子保護カバー（サイド,リア） 各1枚■オプション（P.14参照）

入力電圧AC85V〜115V時 12A以下（typ.）
入力電圧AC180V〜240V時 10A以下（typ.）

PA-001-2176
PA-001-2177
PA-001-2178
PA-001-2193
PA-001-2194
PA-001-2195
PA-001-2196
PA-001-2198
PA-001-2678
PA-001-3147
PA-001-2197
PA-001-3083
PA-001-2835
PA-001-2836
PA-001-2680
PA-001-2681
PA-001-2837

ディジタル同期
出力モニタ
トリップ2〜3／リクローズ2〜3
任意波形
振幅制限波形
トランス突入電流模擬モード
SOR試験モード
リアクタンス／脱調／I0遅延モード
カウンタ スタート／ストップ信号自由設定
シーケンス動作モード
キャリングケース
キャリングケース（大）
絶縁信号伝送アダプタ
抵抗挿入アダプタ
端子保護カバー（サイド) ※保守用
端子保護カバー（リア) ※保守用
フロントカバー ※保守用

外形寸法図
単位：mm

（8）

350

36

（34）

450

（34）

（520）

正面図（フロントカバーなし）

右側面図（端子保護カバーなし）

電圧 0 相〜3 相モニタ端子 トリップ入力 2〜3, リクローズ入力 2〜3（オプション：出力モニタ） （オプション：トリップ 2〜３／リクローズ 2〜3）

フロントカバー

左側面図

背面図（端子保護カバーなし）
電流 0 相〜3 相モニタ端子（オプション：出力モニタ）

各種入出力■各種入出力■単体試験 動作モード
要

最大32通り
（試験条件と試験結果を保存）（392）■信号発生部
周波数モード

試験結果メモリ■カウンタ

各レンジフルスケールの±0.5％以内（無負荷）

ロードレギュレーション ±0.2％以内（定格出力振幅・負荷変動100％時）
ラインレギュレーション

定格・故障の間を手動または自動でスイープ

試験設定メモリ

200
（215）

■交流出力

■付属品（P.14参照）
最大32通り（初期設定値2通りを含む34通り読み出し可能）

（15）

おもな仕様

急変指令出力プリトリガ出力

ディジタル同期信号入力・出力（オプション：ディジタル同期）

制御電源出力

電圧出力0相〜3相電圧モニタ＊

動作スタート入力

トリップ入力2〜3／
リクローズ入力2〜3＊＊オプション(ご注文時に指定)

周波数同期信号
入力・出力

アナログ出力電流出力0相〜3相

トリップ入力リクローズ入力＜右側面＞

電流モニタ＊＜背面＞※右側面・背面の写真は、端子保護カバー未装着です。

＜左側面＞

ディジタル同期信号入力・出力＊63-phase CB Simulator

RX470031

出力切換機能付 三相模擬遮断器

接続例

電圧4相 電流4相 保護リレー試験器 RX4744と組み合わせて、各種試験に対応。

模擬遮断器を含めた総合試験のほか、出力切換機能を用いることで、保護リレー盤内の各種リレーの単体試験を結線変更なしで実施可能。

■総合試験

電圧
電圧

特

長

トリップ／
リクローズ
トリップ／
信号
リクローズ
信号電流

RX4744RX4744●１台で模擬遮断器三相分を装備●トリップ・リクローズ信号電流の個別設定可能『電圧4相 電流4相 保護リレー試験器 RX4744』と組み合わせることで、小型・軽量で多機能な保護リレー試験シ
ステムを構築できます。

保護リレー盤

電流●トリップフリー機能装備●各相に接点出力を４式装備（a接点またはb接点に設定可能） 
半導体で構成され、チャタリングや接点劣化なし

電流●出力切換機能により、電流２相直列、４相直列、２相直列２並列、４相並列の切換えが可能

三相各相で設定可能な模擬遮断機能に加え、RX4744の●遮断/投入設定最小値10msにより、最速の実遮断器を
模擬可能

電圧4相・電流４相にあわせた出力切換機能を装備。

●オシロモニタ端子、ロック機能付

さらに、オプションの16チャネル リレー応答信号セレクタを●軽量（15kg）小型（幅350×高さ200×奥行454㎜）

用いると、最大256チャネルの信号を設定可能です。

●16チャネル リレー応答セレクタを用意（オプション）

おもな機能

接点出力

RX470031

接点出力

RX470031



保護リレー盤電流遮断器状態入力
遮断器状態入力
P-N 出力トリップ／リクローズ信号
P-N 出力トリップ／リクローズ信号■単体試験

リレー応答信号16系統まで＜正面＞
USBコネクタ

信号セレクタCH設定値表示
❶
●

❷
●

❸
●
❺
●

①
●

❼
●

②
●

電圧

❶相指定：相を表示、全相指定の場合はA

電圧

❽
●

❷遮断時間：設定値を表示❾●❹トリップ信号電流：RX4744

トリップ信号が入力され遮断するまでに流れる電流

③
●

電流

❺リクローズ信号電流：

④
●

⑤
●

❻ロック：模擬遮断器の制御をロック⑥●❼P-N電圧：P-N端子間に+110Vが入力されると点灯❽投入：相の設定、一番右は全投入

⑤2直列

＜左側面＞

⑥4直列

③電流出力②設定④電流出力③設定⑦4相個別

トリップ入力保護リレー盤電流
リレー応答信号
リレー応答信号最大16 チャネル
最大16 チャネル※リレー応答信号最大256系統の接続例は次ページをご覧ください。

＜右側面＞

模擬遮断器の電圧入力

電圧出力

電圧入力

信号セレクタ出力

リレー応答信号セレクタ

共通
オシロ
モニタ

オシロ
モニタ

RX470031 制御信号ケーブル（オプション）

P端子

リクローズ入力

電流RX470031
制御信号ケーブル
リレー応答信号セレクタ
リレー応答信号（オプション）セレクタ❾遮断：相の設定、一番右は全遮断出力切換機能②電流出力①設定

保護リレー盤リクローズ信号が入力され投入するまでに流れる電流⑦●①電圧出力設定

トリップ
信号
トリップ
信号
電流

RX4744❸投入時間：設定値を表示

❻
●
❹
●

模擬遮断器機能

PA-001-2864

オプション
複数のリレー応答信号から任意の1つを選択する信号セレクタです。
選択した信号は、RX4744のトリップ入力・リクローズ入力などに接続して使用します。

a接点/b接点
切換え

7

接点出力
N端子
（各相4式） 模擬遮断器の電圧入力

各相トリップ/リクローズ
共通N端子

電流出力

電流入力

●16chの入力ポートを装備

ユーザ設定スイッチ

電流モニタ出力

トリップフリー機能、
リクローズ監視バイパス
機能を設定

トリップ・リクローズ
電流を記録可能●カスケード接続で256chまで拡張・並列化可能

8出力切換機能付 三相模擬遮断器■単体試験

3-phase CB Simulator

RX470031■出力切換機能▶電圧出力切換部

リレー応答信号 最大256系統

入電圧RX4744

トリップ
信号

電圧出力

三相4線出力最大電圧AC 250 V，
最大電流AC 1 A

切換モード

単相地絡，
単相短絡、
他の切換器との連動機能

端子形式

入力・出力ともに、
バインディングポスト，
フローティング（筐体間耐電圧AC1000 V/1分間）

入制御信号ケーブル#1

保護リレー盤#2

リレー応答信号

リレー応答信号最大
16 台

三相4線出力最大電流AC 20 A，
最大電圧AC 100 V
単相切換モード入力：4相個別、2相直列
単相切換モード出力：単相地絡、単相短絡
他の切換器との連動機能
三相切換モード：4相個別

電流出力②三相4線出力最大電流AC 20 A，
最大電圧AC 100 V
単相切換モード入力：4相個別、
2相直列、
4相直列
単相切換モード出力：単相地絡、単相短絡
他の切換器との連動機能

電流出力③単相2線出力最大電流AC 80 A，
最大電圧AC 100 V
切換モード：4相並列、2相直列2並列端子形式

入力・出力ともに、バインディングポスト（電流出力③はM6ねじ端子台），フローティング
（筐体間耐電圧
AC510 V/1分間）

最大16 チャネル

外形寸法図

#16

三相模擬遮断器：
抵抗部過熱保護、抵抗部過電力入力保護、接点部過熱保護
出力切換機能：電流出力切換部入力過電流保護、内部電源異常保護

その他機能

キーロック機能、
ビープ音オンオフ機能

インタフェース

USBデバイス：CDC（通信デバイスクラス）
USB-Bコネクタ

電

AC 85～115 V／AC 180～240 V、
48～62 Hz

源

消費電力

90 VA，
50 W以下

動作保証温湿度

0 ～+40 ℃，
5～85 %RH
ただし、
絶対湿度は1～25 g/m3、結露なきこと

外形寸法

350
（W）
×200
（H）
×454
（D）
mm
（突起物を含まず）質

量

約15 kg（フロントカバー，
端子保護カバー装着時）

付属品※

フロントカバー ×1, 端子保護カバー（左右サイドパネル）各1、
電源コードセット 1（100 V用，3極プラグ，約2 m）×１、
電源コードセット2（200 V用，丸型圧着端子，約2 m）×1、
電圧入力ケーブル（約0.5 m）×１、電流入力ケーブル（約0.5 m）×4、三相4線電圧出力ケーブル（約3 m）×1、三相4線電流出力ケーブル（約3 m）×2、信号用ケーブル（バナナプラグ－バナナプラグ，約1 m）×2、付属ケーブル用バッグ ×1、取扱説明書 ×1

オプション※

キャリングケース（PA-001-2863）
リレー応答信号セレクタ（PA-001-2864）

出力切換機能付
三相模擬遮断器
出力切換機能付
三相模擬遮断器

200
（215）
350

（34）

（15）

（34）

（418）

入力電流設定オフ（1 mA, 約110 kΩ），+1 A（約110 Ω），+5 A（約22 Ω）、相別設定可能

遮断時間

トリップ入力から遮断までの時間を設定
設定範囲10～250 ms（1 ms 分解能）,確度±2 ms
相別設定可能端子形式

バインディングポスト,
フローティング（筐体間耐電圧AC500 V/1分間）▶リクローズ入力

トリップ電流モニタ出力

出力電圧：
DC +5 V×（トリップ入力電流実値／トリップ入力電流設定値）
出力電圧確度：±(出力電圧の5%+0.1 V) (typ.)
入力出力間遅延時間：0.1 ms以下（+2.5 V 立ち上がり・立ち下がりエッジにて）
端子形式：バインディングポスト，筐体電位

リクローズ
電流モニタ出力

出力電圧：
DC +5 V×（リクローズ入力電流実値／リクローズ入力電流設定値）
出力電圧確度：±(出力電圧の5%+0.1 V) (typ.)
入力出力間遅延時間：0.1 ms以下（+2.5 V 立ち上がり・立ち下がりエッジにて）定格電圧 DC+110 V, 入力電圧範囲 0～+130 V

入力電流設定オフ（1 mA, 約110 kΩ），+1 A（約110 Ω），+5 A（約22 Ω）、相別設定可能

オシロモニタ

各相および共通の全4端子装備
端子形式：バインディングポスト，フローティング（筐体間耐電圧 AC500 V/1分間）

投入時間

リクローズ入力から投入までの時間を設定
設定範囲10～250 ms（1 ms 分解能）,確度±2 ms
相別設定可能ロック機能

トリップ入力，リクローズ入力による制御を禁止（+1 A，+5 Aの入力電流も流れない）

監視電流
バイパス機能約3 mAの定電流経路（入力電流＋1 A, ＋5 Aで有効）
リクローズ動作後にオンのままかオフかを設定（左側面のユーザ設定スイッチで設定）

端子形式

バインディングポスト,
フローティング（筐体間耐電圧AC500 V/1分間）

各相4式（半導体にて構成，a接点またはb接点に設定可能）
DC 130 V, 5 A、AC 250 V, 0.7 A

遮断・投入時間

確度±2 ms（DC 110 V 5 A負荷にて）

端子形式

バインディングポスト,
フローティング（筐体間耐電圧 AC500 V/1分間）

左側面図（端子保護カバーなし）

リレー応答信号セレクタ（オプション）
リレー応答信号セレクタ

リクローズ入力が継続している間にトリップ入力があった場合、模擬遮断器が「遮断」となる
トリップフリー機能 リクローズ入力が内部で遮断されるためトリップ入力がなくなっても再度「投入」とはならない（左側面のユーザ設定スイッチで設定）
P-N電圧入力

接点定格

背面図▶その他の機能

入力電圧

▶接点出力

（30）

（160）

定格電圧 DC+110 V, 入力電圧範囲 0～+130 V

454
（520）

右側面図
（端子保護カバーなし）

定格電圧 DC +110 V，入力電圧範囲 +90～+130 V
端子形式：バインディングポスト，フローティング（筐体間耐電圧 AC500 V/1分間）

260

カバーなし

カバーなし
（8.5）

（277）

（8.5）
50
36
（98）

入力電圧

（36）

正面図
（フロントカバーなし）（12）■三相模擬遮断器機能▶トリップ入力

9

保護機能

単位：mm

おもな仕様

成

リレー応答信号セレクタ（オプション）を制御
0〜最大256チャネルを設定（正面パネル）※P.14参照

リレー応答信号構

リレー応答信号セレクタ制御出力■一般事項

最大電流AC 20 A，
最大電圧AC 100 V
入力相数 4
（1相，
2相，
3相，
0相）

力

電流出力①

電流

リレー応答信号セレクタ（オプション）▶その他の機能
最大電圧AC 250 V，
最大電流AC 1 A，
相数 1▶電流出力切換部

電流RX470031

力

試験内容にあわせた仕様のカスタマイズについては、ご相談ください。
例◦電圧三相4線入力にて、三相4線出力を相回転◦電流2相直列を電流2相並列に変更 など

10

保護リレー試験ソフトウェア

Protection Relay Test Software

RX04701
1 試験設定試験設定フォルダ選択（起動画面）

3 試験実施試験実行中画面

4 帳票作成試験結果表示各種保護リレー試験の自動化をサポート
RX04701 保護リレー試験ソフトウェアは、RX4744 電圧4相電流4相保護リレー試験器、RX470031 出力切換機能付三相模擬遮断器を制御し、各種保護リレー試験を自動で実行する専用ソフトウェアです。
試験の設定ファイル、試験帳票ファイルは、Excel形式ファイルを利用しているので、Excelの関数機能を使ったデータの加工も可能です。
試験設定フォルダは、変電所などの試験場所、リレー盤、単体リレーなど、任意に設定可能です。

2 試験編集特試験編集画面長●多様な手順の試験に対応

試験項目終了時のRX4744出力のオン・オフ、試験一時停止の有無、合否判定結果時の試験の中断・続行などを選択でき、多様な手順の試験に対応可能●Excel形式 
試験の設定ファイルはExcel形式ファイルを利用しているので、Excelの関数機能を用いて、任意の変数や係数、変換式を構築可能●フォルダ管理 
各種試験データは任意に設定可能なフォルダで管理されるので、変電所などの試験場所、各種リレー盤や単体リレーなどの単位で試験の管理が可能

●帳票出力
試験帳票のExcelファイルは、任意に設計した帳票フォーマッ
トを使用でき、試験結果は任意のシートやセルに出力可能なので、試験の記録が容易
試験の編集 Excelを起動し、試験項目の設定を行います。

RX4744 の設定

任意に設定可能USB 通信 ,USB メモリ経由

帳票作成

試験場所、リレー盤、単体リレーごとにフォルダを作成・管理可能

試験設定フォルダ

試験設定の作成と編集●試験データ管理用の「試験設定フォルダ」を作成・編集

作成・編集
試験項目ファイル

●試験設計をもとに「試験項目ファイル」を作成・編集

試験項目 1 つにつき1 ファイル

Excel

試験の実施
●試験結果や帳票出力データを「試験実施結果ファイル」に保存

ベクトル図表示

任意に設計可能保存

試験実施結果ファイル●試験結果を保存

試験帳票の作成●「試験実施結果ファイル」をもとに結果を試験帳票として出力試験項目ファイル

●試験器（RX4744, RX470031）の設定●試験合否判定条件設定●帳票出力設定

試験帳票
フォーマットファイル

Excel

設計したフォーマットで出力

出力

試験帳票ファイル

Excel●試験結果を記録

試験帳票ファイル

■必要な機器▶パーソナルコンピュータ（必須）OS

Windows 7, Windows 8.1, Windows 10（いずれも 32bit, 64bit日本語版）

Microsoft Excel

Microsoft Excel 2007，2010，2013，2016（ Excel
2010，
2013，
2016はいずれも32bit, 64bit対応）

ソフトウェアモジュール

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile 以降

CPUIntel Core i3 相当以上推奨

メモリ

2GB以上（OSの要件に従う）

ディスプレイ

1024×768 ピクセル以上

ディスクドライブ

CD-ROMドライブ （インストール時のみ必要）

USBポートUSBポート（2.0以降）RX4744のみ使用の場合は2つ以上、
RX4744とRX470031を使用の場合は3つ以上

ハードディスク空き容量

11

故障パターン演算

定常値、故障値をベクトル表示 RX4744の2LS/1LG機能と同等

20MB以上※本ソフトウェアが動作するのに最小限必要な容量で、試験設定用ファイルの容量は含みません。

帳票例▶電圧4相 電流4相 保護リレー試験器

RX4744（必ず使用）

ファームウエアVer1.5.0.0以降

対応動作モード

単体試験：ホールド急変，
95試験，
通常スイープ，ベクトル直線スイープ
総合試験：総合急変（ノンホールド急変，トランス突入電流模擬，SOR試験，
過渡波形再生，
リアクタンス協調，脱調ロック，脱調ロック
解除，I0遅延およびシーケンス動作は非対応）

対応波形タイプ

正弦波，
正弦波DC，
電流高調波，
振幅制限波（任意波は非対応）

対応周波数モード

50Hz固定，60Hz固定，内部可変，
ライン同期，
外部同期，0相別設定，
ディジタル同期▶出力切換機能付 三相模擬遮断器

RX470031（使用／不使用を選択）

出力切換設定、
模擬遮断設定（投入時間、
遮断時間、負荷電流、投入／遮断）、
リレー応答信号セレクタCH設定

12

保護リレー試験ソフトウェア

RX04701

本体・付属品・オプション一覧
型

名

■機能

▶試験の設定RX4744

使用機器

RX4744必ず使用、 RX470031

RX4744オプション機能

以下のオプションの有効／無効を設定
トリップ2～3 ／リクローズ2～3，カウンタ スタート／ストップ信号自由設定，振幅制限波，ディジタル同期

デモモード

使用機器通信を行わず空実行（試験設定の誤り等を試験前に検出）試験順序などの編集

試験設定フォルダ内にある試験項目ファイルに対して、追加、削除、コピー、順序変更

試験設定フォルダの編集

コピー、削除、名称変更、新規作成

使用／不使用を選択

名

型

名

品

単体試験：ホールド急変，95試験，通常スイープ，ベクトル直線スイープ
Δスイープモード：変化幅リレーの動作値を測定するための動作モード。RX4744のホールド急変モードを繰り返し実行。
測定開始
タイミング

Δスイープの動作

定常印加時間故障印加時間 定常復帰時間

試験動作モード
急変開始位相

1回の
Δスイープ

スイープ
変化幅

スイープ終了値

総合試験：急変動作
時間測定試験、動作値／復帰値試験、動作試験／不動作試験
試験動作モードと試験内容

インタバル内部 ＊2
インタバル外部 ＊2
動作復帰 ＊2
ワンショット ＊2
時間測定試験
トリップ時間・リクローズ時間・
再トリップ時間
カウンタ スタート／ストップ信号
自由設定 ＊3
動作値／復帰値試験
周波数，
電圧・電流値，
位相，
線間電圧 ＊4，零相電圧 ＊4
動作試験／不動作試験入力信号の有無を確認
＊1
＊2
＊3
＊4

＊1

ホールド急変

Δスイープ

95試験

通常・ベクトル
直線スイープ

○
○
○
○

－
－
－
－

－
－
○
－

－
－
－
－

－
－
－
－

－

－

－

－

○

○

－

－

－

○

－

○

○

○

－

○

－

＊1

－

ディジタル同期＊

PA-001-2177

出力モニタ＊

繰り返し実行回数

試験の合否判定

RX4744から値を取得する試験では、値の合格範囲を設定
動作試験／不動作試験 動作または不動作を設定
合格判定：1回の測定ごと、複数回試験で全回数合格で「合格」
合否判定結果は試験帳票に出力可能

RX470031

PA-001-2178

トリップ2～3 ／リクローズ2～3＊

PA-001-2193

任意波形＊

PA-001-2194

振幅制限波形＊

PA-001-2195

トランス突入電流模擬モード＊■RX470031用オプション

PA-001-2196

SOR 試験モード＊

PA-001-2198

リアクタンス／脱調／ I0 遅延モード＊

カウンタスタート／ストップ信号自由設定＊

PA-001-3147

シーケンス動作モード＊

PA-001-2197

キャリングケース

PA-001-3083

キャリングケース（大）PA-001-2835

絶縁信号伝送アダプタ

PA-001-2836

抵抗挿入アダプタ

PA-001-2680

端子保護カバー（サイド） ※保守用

PA-001-2681

端子保護カバー（リア） ※保守用

PA-001-2837

フロントカバー

PA-001-2864

リレー応答信号セレクタ【付属品】
取扱説明書、
カバー、
制御信号用ケーブル（Dsub 9ピン ピン－ソケット, 約1m）、
セレクト応答信号出力用ケーブル（バナナ－バナナプラグ，
2芯，
約1m）

PA-001-2863

キャリングケース

PA-001-2837

フロントカバー

PA-001-2680

端子保護カバー（サイド） ※保守用

※保守用

保護リレー試験ソフトウェア【付属品】
CD-ROM（インストーラ、取扱説明書）
USBドングル（RX4744とRX470031をUSB通信にて制御するためのライセンスキー）RX04701＊ご注文時指定オプション※付属品で数量の記載がない場合は、1セットです。

※保守用

－

総合－急変動作○■付属品

電流出力ケーブル(4本付属)

オプション：ディジタル同期

電圧出力ケーブル(4本付属)

付属品

ディジタル同期入出力ケーブル

信号用ケーブル(2本付属)■オプション

端子保護カバー（リア）※保守用

RX4744だけではできず、本ソフトウェアによって可能となる試験
RX4744本体のカウンタモード使用
RX4744のオプション「カウンタ スタート／ストップ信号自由設定」「トリップ2〜3 ／リクローズ2〜3」が必要
RX4744から得られた値から算出

試験回数設定【付属品】
取扱説明書、フロントカバー、端子保護カバー（左サイド）、端子保護カバー（右サイド）、電源コードセット1（100V 用，3極プラ
グ，約2m）、電源コードセット2（200V 用，
丸型圧着端子，約2m）、
電圧入力ケーブル（約0.5m）、電流入力ケーブル（約0.5m）
4本、三相4線電圧出力ケーブル（約3m）、三相4線電流出力ケーブル（約3m）
2本、信号用ケーブル（バナナ－バナナプラグ，約1m）2本、付属ケーブル用バッグ

RX4744 用

試験動作モード

試験内容

PA-001-2176

PA-001-2678

定常値
故障値（スイープ開始値）【付属品】
取扱説明書、
フロントカバー、端子保護カバー（サイド）、端子保護
カバー（リア）、電源コードセット1（100V用，3極プラグ，約2m）、電源コードセット2（200V用，丸型圧着端子，約2m）、電流出力ケーブル（約3m）4本、電圧出力ケーブル（約3m）4本、信号用ケーブル（バナナ－ワニ口クリップ，約1 m）2本、付属ケーブル用バッグ

名

出力切換機能付 三相模擬遮断器■RX4744用オプション▶試験項目ファイルの設定

試験内容

品

電圧4相 電流4相 保護リレー試験器

最大100回

試験帳票出力設定

任意に作成した試験帳票フォーマットを元に、試験結果を帳票ファイルとして出力・使用する試験帳票フォーマットファイル名、作成する試験帳票ファイル名、試験結果を出力するシート・セル（Excel）
を設定
・値を取得する試験を実行した場合、最大値・最小値・平均値の出力が可能
・試験フォーマットファイルはExcelファイルにつき、Excelの関数機能を使った試験全体の合否判定が可能

試験パラメタ補助機能

・Excelの機能を用いた試験の設定〈例〉整定インピーダンス値と試験電流を設定し、Excelの関数で電圧値を得て、RX4744を設定するなど
・ベクトル図表示（電圧値・電流値・位相値からベクトル表示、対称座標法による描画可能）
・故障パターン演算（RX4744の2LS/1LG機能と同等）
・USBインタフェースで接続しているRX4744の設定読出し
・USBメモリを介した、RX4744メモリ機能内の試験設定、試験結果の読出し▶試験実行時の設定
RX4744の出力・試験の待ち時間

・1回の試験終了時に、RX4744の出力オンを保持、または出力オフに設定可能
試験間でRX4744の試験動作モード、周波数モード、波形タイプなどの設定を変更する場合は、ソフトウェアの設定にかかわらず、全相出力オフ
・試験の待ち時間を最大120秒に設定可能

RX470031の設定

1回の試験終了時に、RX470031の模擬遮断器の遮断／投入を設定可能

試験の一時停止

配線変更やリレー整定変更などを行う場合を考慮して、試験を一時停止する設定が可能（停止中には、メッセージや画像（配線図等）を表示可能）▶試験の実行・試験結果が不合格となったときの動作（中止／続行）
・試験項目リストから実行する試験項目だけを選択可能
・試験強制停止（制御電源出力も含むRX4744の全出力をオフし，RX4744の動作を強制停止して、定常に戻す）
・試験結果の保存（試験実行のたびに試験実施結果ファイルを生成）

PA-001-2835絶縁信号伝送アダプタ
RX4744のトリップ入力とリクローズ入力のCOM端子間を電気的に絶縁

PA-001-2836抵抗挿入アダプタ

RX4744のトリップ入力またはリクローズ入力のCOM端子側に加わるノイズ除去（動作ス
タート入力の誤動作防止）

PA-001-2681※サイドカバーは、RX470031と共通

PA-001-2197
キャリングケース

PA-001-3083
キャリングケース（大）RX470031 用■付属品

電圧入力ケーブル

電流入力ケーブル(4本付属)

三相4線電圧出力ケーブル

三相4線電流出力ケーブル(2本付属)

信号用ケーブル(2本付属)■オプション
リレー応答信号セレクタ 付属ケーブル

PA-001-2864
リレー応答信号セレクタ

制御信号用ケーブル

セレクト応答信号出力ケーブル

PA-001-2863
キャリングケース※本体、取扱説明書、リレー応答信号セレクタ
全ケーブル類（バッグ）を収納できます。

RX4744/RX470031 共通■付属品■オプション▶試験帳票の作成
・試験実施結果ファイルを読み取って帳票を作成
・複数回試験を実施した試験実施結果ファイルを同一帳票に出力可能
・全試験を一通り実施した後、試験結果が“否”となった試験のみ再試験して合格となった場合は、試験帳票をマージして全項目“合格”の試験帳票を作成可能※RX470031に装着したイメージです。

13

電源コードセット2(電源コードセット1は3極プラグ)

付属ケーブル用バッグ

PA-001-2837 フロントカバー※保守用※RX4744に装着したイメージです。

PA-001-2680 端子保護カバー
（サイド）
※保守用

14

関連製品

保守作業現場の定番ラインナップ。
試験内容にあわせてお選びください。

V1 I1

V3

I3

電圧単相電流単相保護リレー試験器
RX4717

電圧三相保護リレー試験器
RX4718電流三相保護リレー試験器
RX4713※このカタログの記載内容は、2020年10月23日現在のものです。
●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。
●ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。
●記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。

NP20X-RX4-4A1