RealFoot（型式 JMS-3110/3120）

操作マニュアルお買い上げまことにありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

目次■安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3～4■各部名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5■機械の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6～7■計測の手順 ①・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8■足型を計測する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9■計測の手順②・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10～13■足形の分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

14■足表示画面の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

15■分析画面について（名称）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

16■分析結果について（参考）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

17～18■故障かな？と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

19～20■機械の仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

21■アフターサービスについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

222

安全上のご注意

死亡または重大な傷害を招く可能性のある危険。

ここではスキャナーについての注意事項を記載しています。それ以外の機器については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

軽傷･中程度の傷害を負うか、物的損害のみをまねく可能性のある危険。

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

△記号は警告注意を促す内容であることを告げるものです。（左図は感電注意）

ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

記号は禁止の行為を促す内容であることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。（図は立ち入り禁止）

また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」・「注意」に区分しています。

●記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。（図は差し込みプラグをコンセントから抜いてください）・機械に水をかけないでください。
・機械から異音、異臭、発熱、発煙した場合は、直ちに使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜いてください。
・お手入れの際は、（ガラス面以外は）アルコール ベンジン シンナー等の引火性溶剤を使用しないでください。
・高温多湿になる場所 及び 埃の多い場所に、設置 放置しないでください。
・長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
3

搬送時の注意事項！機械搬送時は、必ず赤いレバーを下におろしてヘッド部を固定してください！
注）赤いレバーはスキャナー内部にあります。
注）赤いレバーを下におろす固定作業は必ず電源コードを抜いた後に行ってください。

注）レール部分に穴があります。
その穴に棒を差し込み、固定したことをご確認ください。

搬送時は必ず天地無用でお願いします。
注）機械の内部の部品が破損する恐れがあります。

4

各部名称

電源ケーブルUSB ケーブル

電源スイッチ
まえ（｜：ON○：OFF）

パソコン

うしろ
うしろ

遮光用クロス

スキャナー

足置き台

◎機器を設置する際は必ず１５A 以上の容量のある電源を使用してください。
◎長期使用しない場合は必ず電源を切り、スキャナー保護の為、内部にほこり等が入らないようにしてください。

5

機械の接続1. 周囲にある程度余裕のある場所に機械を設置します。

2. 計測機の電源コード、パソコンの電源コードをコンセントにつなぎ、スキャナーの USB ケーブルをパソコンとつなぎます。

3. 計測機の電源ＢＯＸの電源スイッチを入れ、パソコンの電源を入れてください。

4. デスクトップの「RealFoot」をダブルクリックします。

6

5. 計測画面が表示されます。

終了
1.

終了する場合は、足型計測画面に戻ってください。

2. 計測画面のボタンをクリックしてください。メッセージが表示されるので、「はい」をクリックしてください。
3.

クリックすると自動的に計測システムが終了します。

7

計測の手順①
本機器はスキャナー本体、足型計測ソフトウェア、足型分析ソフトウェアから構成されます。それぞれの項目については次ページから説明しています。なお、計測・分析の操作順序は下記の通りになります。

計測の開始
裸足で計測をすることをお勧めします

計測画面で基本情報を入力する

計

スキャナーに足を入れる

測の操計測ボタンを押す

作
スキャナーに逆足を入れる

計測ボタンを押す

分析ボタンを押す
分
析

分析画面で足型の分析を行うの操作
一回の計測終了

8足型を計測する⚫

計測画面の説明AA)

氏名（任意）

B)

性別（必須）

C)

誕生日（推奨）

D)

年齢（推奨）

E)

大人・子供（必須）

F)

立位

BFCG
DE

H ※オプション

立った状態で計測します。のボタンを押すことで計測されます。
G)

I ※オプション

座位J

座った状態で計測します。のボタンを押すことで計測されます。
H)

既存インソール

オーダーインソールを作成される場合に現在靴に入っている既存のインソールを計測しておくことが出来ます。厚みについても記録を残すことができます。
I)

回内外チェック

インソール製作の目安にチェックができます。
J)

分析

分析画面に進みます。

※身長・体重入力のオプションもあります。

9計測の手順②
1.

お客様の基本情報を入力します。

2. スキャナーに足を入れます
ガラス面の赤線十字部を、踵と爪先がそれぞれまたぐように足位置を合わせ、爪先は伸ばします。（右図参照）
両足に均等に体重がかかるようにしてださい。

10

3. 計測中に外部からの光がスキャナー内部に入り込まないように付属の遮光用クロスで足のすきまを覆います。

精度良く計測するために次のことに注意してください。
※スキャナーのガラス面にほこりなどがつくと誤計測の原因となります。ガラス面はきれいにし、使用時以外はほこりが入らないようにしてください。
※計測中はガラス面で足を静止させてください。
※計測データは、計測中の体重のかけ方、靴下の厚み・たるみ、足のむくみなどにより計測するたびに異なります。
※スキャナーの破損、けがを防止するために、スキャナーに足を出し入れする時は、開口部に足があたらないように注意してください。
※スキャナー本体の上には乗らないでください。

11

4. 計測を行います。

計測ボタンを押すとと変化します。

計測が完了すると３D の足形が表示されます。

同じ手順で全ての足の計測を行ってください。
※ 足が正確に表示されたことを確認してください。
12

5. 分析を押します。

分析画面が表示されます。

13

足形の分析
⚫

足型分析の操作画面
表示画面の変更：クリックの場所を変更することで表示画面が変更できます。

： データをアップロードします。アップロードした後には QR コードが表示されます。

QR コードを再度タップすると表示が大きく変更します。（Footbank 契約時）

： 足形３D 形状を表示します。

： 印刷画面に進みます。

： 閉じるボタンで次の計測に進みます。
14

表示画面の種類★グラデーション★

★等高線★

★ポリゴン★

★点群★ ※オプション

15

分析画面について（名称）表示内容

足長そくちょう

足囲

そくい

第1趾付け根～第５趾付け根までの周囲の長さ

足幅

そくふく

第1趾付け根～第５趾付け根までの幅

踵幅

かかとはば

内踏まず長

踵～つま先までの長さ

足長の踵から17％位置、0～40㎜の間の最大値
第1趾付け根から踵までの距離（足長の踵から７２％位置）

うちふまずちょう※位置変更可能外踏まず長第５趾付け根から踵までの距離（足長の踵から６３％位置）

そとふまずちょう※位置変更可能足高

あしだか

第１趾側角度だいいっしそくかくど

第1趾付け根と第1趾側面との角度 ※位置変更可能第5趾側角度

だいごしそくかくど

第5趾付け根と第５趾側面との角度 ※位置変更可能

踵骨角度

しょうこつかくど

足長55％位置断面の最高点高さ

踵骨の中点、そこより上部のアキレス腱中点と接地面の角度※位置変更可能指定された点（アーチ：舟状骨）の接地面からの高さ（舟状骨位置目

アーチ高

あーちこう
安として、踵から36％の位置にオレンジ色のバーが出てくる）

アーチ高率

あーちこうりつ

指高

しこう

外踝端高

がいかたんこう

インステップガース

いんすてっぷがーす

ヒールガース

ひーるがーす足首周長

あしくびしゅうちょう

アーチ高率 ＝ アーチ高÷足長×100
指の最高点の接地面からの高さ ※作業が必要
外踝下の指定点の接地面からの高さ ※作業が必要
足高周りの周径を自動で算出 ※変更不可
踵と足首の前側を結ぶ周囲の寸法 ※作業が必要
基本設定は、接地面から80㎜の高さの足首周りの周径※計測高さ変更可能

16

分析結果について（参考）⚫ 足囲（足のワイズ選択に関与）⚫ 踵幅（例：男性２５㎝、女性２３㎝を表示）⚫ 第１趾側角度（外反母趾傾向）17

⚫ 第５趾側角度（内反小趾傾向）⚫ アーチ高率（アーチ高÷足長×100）⚫ 踵骨角度（LHA）

18

故障かな？と思ったらまず、下の表を点検してみてください。接続した他機に原因がある場合もあります。他機の取り扱い説明書も参照にしながらあわせてご確認ください。
こんな場合計測出来ない。動作もしない。

調べるところ （●：原因 ⇒：処置）●電源が入っていない可能性があります。
⇒電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
⇒ケーブルの接続をご確認ください。
⇒電源スイッチが入っているかご確認ください。
●USB ケーブルが繋がっていない可能性があります。
⇒USB ケーブルが接続されているかご確認ください。

計測出来ない。異音がする。

●搬送時固定の状態である可能性があります。
⇒計測機内の搬送時固定用のレバーを引き上げ、固定を解放してください。

計測出来ない。途中で止まる。

●フラットケーブルがガラス面に出て、所定の位置にない事があります。
⇒フラットケーブルが足置き位置とレールの間に収まっているか？ご確認ください。
●中に物が落ちて動作の妨げになっている可能性があります。
⇒足置き位置とレールの間に物が落ちていないか？ゴミが溜まっていないか？固定治具、固定ネジなど取り忘れていないか？
計測機の内部を覗いてご確認お願いします。

19

足型データが正常に出ない。

●外部からの光が入り込んでいる可能性があります。

（ゆがみ、欠けがある）⇒再度遮光用クロスですきまを覆い、計測してください。
●正しい足位置で計測していますか？
⇒所定の位置から前後左右に大きくずれていると、正しく計測されません。必ずガラス面に表示されている､赤線の十字部(右図 A 点 B 点)に足がかかっていることを確認してください｡この A 点 B
点は計測時での渦の中心を表しています。

回転するが画像が出ない。
●USB の認識異常の可能性があります。
⇒USB ケーブルを抜いてパソコンの電源を切ってください。パソコンを立ち上げた後 USB ケーブルを接続してください。

以上のことをお確かめください。

それでも調子が悪い場合は使用を中止し、弊社にご連絡ください。

20

機械の仕様機器名称 ３Ｄ足型自動計測機 RealFoot
型式 JMS-3110/3120

Ｉｎｐｕｔ 入力電源 ＡＣ１００Ｖ～２４０Ｖ
Ｉｎｐｕｔ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ４７Ｈｚ～６０Ｈｚ
Ｉｎｐｕｔ ｃｕｒｒｅｎｔ ０．４Ａ/１００ＶＡＣ （３９．５Ｗ）
Ｔｅｍｐ．温度 １０～3０℃
Ｈｕｍｉｄｉｔｙ 湿度 30～70％ＲＨ
レーザー ６５５ｎｍ クラス１Ｍ （計測機内部で使用）
Ｉ／Ｆ 接続ケーブル①ＡＣ Ｉｎｐｕｔ用×１ ②ＵＳＢ ×１
計測制限重量 150ｋｇ以内
本体重量 １０Ｋｇ
大きさ ６２５×４４５×２０５※医療機器ではありません。
※計測時間 １５秒／足※室内専用21

アフターサービスについて修理サービス製品について及びご転居の際のご相談は、当社指定のサービス会社にご依頼ください。

・機器の仕様変更やバージョンアップにより、アフターサービス時に予告なく仕様が変更される場合がありますのでご了承お願い致します。

・お客様で計測されたデータは保証対象外となりますので、計測データのバックアップを行うことをお勧め致します。

・この製品を使用できるのは日本国内のみです。海外で使用する場合はお問い合わせください。
This appliance is designed for domestic use in Japan only
and please contact us if you would like to use in any other country.

22