科学・産業機器

強制送風式、低温培養用のスタンダード
Low Temperature Incubators

低温恒温器

弊 社ホームペ ージ上 でお客 様 登 録 いただけますと通常1年の無償保証が2年間となります。

IN604/604W/804
温度制御範囲−10〜＋50℃

温度分布精度±1.0℃（at 37℃）

内容積143L（604・604W型）、286L（804型）

恒温・乾燥器/恒温恒湿器●各種恒温試験から環境試験まで幅広く使用できます。
●ファン強制循環により、高精度の温度調節、均一な器内温度分布を実現しました。
産業機器 ●大形2重ガラス観測窓を採用、内扉を含め3重ガラスで保温効果を向上しました。
（IN604W型）
プラズマ装置●便利なスライド式振とう器設置台（オプション）を用意、振とう器の設置や試料の出し入れが容易です。
（IN604W型）●庫内を見やすくする室内灯を標準装備しています。
（10W蛍光灯）（IN604W型）●ガラス内扉により、試料観察時の温度変化が最小限です。
●フロン規制に対応したIN604/604W型は、冷媒Ｒ134aを採用しています。
●デフロストは専用キーによる手動操作とプログラム運転による自動操作のいずれでも可能です。
凍結乾燥・冷却トラップ ●停電復帰後は、停電補償機能により自動的に設定温度での運転を再開します。
滅菌器●冷凍機オーバーロードリレー、独立過昇防止器、過電流漏電ブ
純水製造
レーカ、自己診断回路（温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、装置メインリレー不良、自動過昇防止機構）、異常時ブザー警報等、恒温液槽充実した安全機能を装備しています。

高温炉・パージガス❺ 恒温培養器

143L

IN604型（ON61型架台/オプション）

143L

IN604W型（ON61型架台/オプション）

恒温水
循環装置

加熱器
濃縮器
減圧・加圧ポンプ
乳化・撹拌・振とう器
造粒乾燥装置型式方式
温度制御範囲温度調節精度
能送液ポンプ

商品コード性洗浄器■仕様

211289IN604試験機器

計測機器※1.条件：温・湿度23℃±5℃・65％RH±20％（無負荷） ※2.外形寸法は突起部を含まず。
電源欄の（ ）はブレーカ容量および電源設備容量です。

211

ヤマト科学

フィルター
天秤

内部観察装置液体／ガス
クロマトグラフ
物性計測装置微生物・細胞
関連装置
遠心分離機

付属品

合成・前処理装置

格

環境・プロセス
関連装置

規

冷凍庫・
冷蔵庫

コントローラ分光・発光・蛍光装置

成表面観察装置構

pH 計IN604W

211280IN804

強制送風循環−10〜50℃±0.3℃（冷凍機連続運転時）±1.0℃（冷凍機サイクル運転時）±1.0℃（at 37℃冷凍機連続運転時）
20〜50℃ 約20分
20〜50℃ 約30分
20〜−10℃ 約45分
20〜−10℃ 約55分
20〜−10℃ 約65分
ステンレス鋼板─
観測窓（幅516×高さ416mm）
─
R134a／設定44℃以下
R404a／設定44℃以下
手動ON/自動OFF、タイマ運転、サイクル運転
ダブルセンサ：白金測温抵抗体 Pt100Ω（温度調節器）、K熱電対（過昇防止器）
内径 32mm（本体右側面）
内径 50mm（本体右側面）
内径 32mm（本体右側面）
─
蛍光灯 10W/接地付き5A
─
P.I.D.制御▲▼キーによるデジタル設定方式
4桁LED デジタル表示/カタカナ蛍光管表示
0分〜999時間59分/1分
定値運転、プログラム運転、オートストップ、オートスタート
最大32ステップ、繰り返し、勾配運転
タイマ機能（49,999時間までの積算時間）、キャリブレーションオフセット機能、時刻表示
自己診断機能（温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、自動過昇防止機能）、キーロック機能、過電流漏電ブレーカ、独立過昇防止器
幅600×奥行477×高さ1000mm
幅600×奥行477×高さ500mm
幅710×奥行645×高さ913mm
幅710×奥行645×高さ1630mm
143L
286L
13段/30mm/15kg/枚
23段/30mm/15kg/枚
AC100V 10A（15A）
AC100V 12A（15A）
AC100V 50/60Hz 12A（15A）
約89kg
約120kgステンレス パンチングメタル 3枚/6本
ステンレス パンチングメタル 5枚/10本
─2個
─

温度分布精度
最高温度到達時間
最低温度到達時間
内槽
観測窓
冷凍機：冷媒／動作範囲
霜取り運転
センサ
ケーブル孔
室内灯／サービスコンセント
温度制御方式
温度設定方式
温度表示／情報表示
タイマ／タイマ分解能
運転機能
プログラムモード
付加機能
安全装置
内寸法
外寸法※2
内容積
棚受段数／ピッチ／棚板耐荷重
電源（50／60Hz）
定格電流
重さ
棚板／棚受
扉用鍵

※1211290¥386,000¥418,000
電池・半導体・ 価 格LED 関連装置 （注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

¥575,000

www.yamato-net.co.jp0120-405-525

バイオクリーンベンチ

Ⅱ−461頁

科学・産業機器

送風循環機種一覧209頁
ケーブル孔

POINT!

恒温・乾燥器/恒温恒湿器

方式

高温炉・パージガス●強制送風循環
槽内全体に均一に送風循環し、優れた温度性能を要求される恒温試験等に最適です。

産業機器
プラズマ装置❺ 恒温培養器
凍結乾燥・冷却トラップ

滅菌器

POINT!

内槽（IN604型）

振とう器を設置可能（IN604W型）

純水製造
装置

20

恒温液槽

10

恒温水循環装置

0加熱器

温IN804型度（℃）

温度下降特性曲線（IN604型）

286L-1001020時

304050間（min）

濃縮器
減圧・加圧ポンプ
乳化・撹拌・振とう器

室内灯（IN604W型）

造粒
乾燥装置

洗浄器
送液ポンプ
スライド式振とう器設置台（オプション）と振とう器
MK161型の設置例（使用温度は35℃以下にしてください）（MK161型については428頁をご参照ください）

オプション

No. 品 名① 架台 ON61型（604/604W型用）② 重ね金具 OD60型（604/604W型用）・断熱材入り③ 棚板（1枚・棚受2本付き）
ステンレスパンチングメタル 耐荷重15kg④ 棚板（1枚・棚受2本付き）
ステンレスワイヤ 耐荷重20kg⑤ 外部通信機能（RS422A）⑥ 外部通信用アダプタ（RS-232C変換）⑦ 温度出力端子⑧ 外部警報端子⑨ タイムアップ出力端子⑩ 免震マット ラボピタ
（604/604W型用）⑪ スライドレール付き振とう器設置台（604W型用）⑫ 排水バット（4L SUS本体下設置）

商品コード211856
212823211221213464281166281167281168281169281170296902211318213466

価 格¥44,000¥35,000¥12,800¥14,000¥33,600¥99,200¥17,600¥17,600¥40,800¥ 3,300¥40,000¥ 6,000（注）
上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。
注）⑤～⑨は本体注文時ご指定ください。

寸法図（mm）

フィルター
天秤
pH 計
表面観察装置
内部観察装置
分光・発光・蛍光装置③棚板・棚受 ステンレスパンチングメタル

液体／ガス
クロマトグラフ
物性計測装置微生物・細胞
関連装置
遠心分離機
冷凍庫・冷蔵庫④棚板・棚受 ステンレスワイヤ

913

913

環境・プロセス
関連装置

［背面図］

合成・前処理装置

1630

249.5

329

430

520

249.5

329

714304

試験機器

重ね金具

710

645

［IN604型］

710

645［IN604W型］

710

電池・半導体・LED 関連装置

645［IN804型］

OD型重ね金具

計測機器●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。

www.yamato-net.co.jp0120-405-525ヤマト科学

212