�

※特に断')のない場合は以下の条件とします。
●出カモ ー ド： INT(内部信号源）モ ー ド ●出力波形：正弦波●負荷：力率1の抵抗負荷 ●出力端子：リアパネル端子台■AC/DCモ ー ド、信号源
AC/DCモ ー ド―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――AC (交流）、AC+DC(直流）INT (内部）、EXT(外部）、ADD(内部＋外部）、SYNC(外部同期）

信号源

■出 ヵ

EC750SA.

最大出力電力750VA

EC1000SA: lOOOVA (AC180V-250V入力時、以下入力200V系）※AC100V~180V入力時（以下入力100V系）、?SOVAに制限

100Vrms/200V「ms定格出力圧電■ 電流リミッタ

正電流設定範囲t動土0.01% of set (10Hz~550.0Hz、23土5℃)

DCオフセッ ト士SOmVたlOOmV (typ. 微調整司能ACモー ド，23±5℃)

リミット動作時出力圧電を抑制

動作モー ド(AC/AC+DC)かつ出カレンジ各々に1シ ー ケンス

ステッ プ内動作

一定、 保持、リニアスイ ー プ

最大255 (1シ ー ケンス内）
ステップ設定時間範囲 01ms~999.9999s (分解能0lms)

パラメ夕

開始、停止、ホ ールド｀、ブランチ
シ ー ケンス制御※シ ー ケンスはAC-INT,AC+DC-INT,のみ有効

小振幅周波数特性 1• 2

ACモ ー ド·1% (40Hz~550Hz)■ コントロ ールソフトゥェア

AC+DCモ ー ド：1% (40Hz~SSOHz)
EC750SA: 750W

EC1OOOSA: 1OOOW (入力200V系）
100V/200V

流 定格出力電圧設定範囲., ·2霊尻圧
雷圧確度 •13力出圧
電波形ひずみ率・
出力端子 14=電 圧
周波数

力 率(typ.)
最大消費霞カ

■計測機能

実効値
電平均値
圧ピ ー ク値
実効値

平均値
霞流 ピ ー ク値

128MB以上

Microsoft Windows 7 /8.1 / lO (32bit日本語版（英語版）

デイスクドライブ

CD-ROMド ライブ

メモリ機能「s: 2soav/soo.ov、分解能 . 01V「s: 土250.0V/土sooov、分解能：01V(min/max霊圧個別表示·pk) FS: 土250V/土soov、分解能 1V.
FS: 15.00A、分解能 O.OlA(AC+DC: 「ms)(AC+DC . avg)

上限設定範囲 1.0Hz~550.0Hz (分解能01Hz)

下限設定範囲 1.0Hz~SSO.OHz (分解能01Hz)16 (不揮発性）
4096ワ ー ド

外部同期信号入力 同期信号源 ：外部同期信号(EXT)または謳源入力(LINE)(SYNCモー ド）
同期周波数範囲：40Hz-500Hz

外部信号を用いて本機をゴントロール可能。制御入力、状出態 力

USBインタフェ ー ス(USBTMC)、RS-232インタフェ ー 入

外部インタフェ —ス
LCD表示ードのみ）

計測範囲：l.00~50.00、分解能：0,01

祈測範囲：38 0~525.0Hz、分解能：01Hz

計測範囲 基本波の40次まで、「5: 15Arms及び500%

I_.,.,......,EC1匹“酎電圧および絶縁抵抗AC1500V、絶縁抵抗30MO以上(DCSOOV)
動作温度・湿度範囲

0℃ ~+40℃/5%~85%RH (ただし絶対湿度は1~25g/mり結露なぎこと）

外形寸法(mm)

258(W)X176(H)X440(D) (突起物を除く）

付属品

取扱説明書、コントロールソフトゥェア

質量8 C7約9-7kg

篭源コ ードセット1(15N125V)、竃源コ ードセット2(10N250V, プラグなし）¥350,〇〇〇（細）※EC750SAは、霞源コードセット1のみ※このカタログの記載内容は 、 2019年6月llEl現在のものでg。
●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。
●さ購入に際しては、霰新の仕様・価格・納期をさ確認ください。
●記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。

計測麿鬱闘0随匿
臨0120-545838*15 (lmax電流Iとlmin電流Iの最大値）／実効電流より算出。 *16 IEC規格等には適合しておりません。

♦ nF—

ビー プ音、キ ー ロック、電源投入時出力設定、リセット機能、自己診断機能・株式会社コこ命nF

一曰を．

外部同期周波数 (SYNCモ
出力高調波電流*76

計測範囲·000~100、分解能：001

0�

白基調、または青基調(min/max電流個別表示.pk) FS: 土45.0A、分解能：0.1A
ホ ールド·Imax電流I及びImin電流Iの最大値

FS: 1400var、分解能：lvarc ぷフルパワ、次出力異常、雷 源部異常、内部制御異常、内部温度異常に対して保護動作

外部制御入 力出

FS: 土15.00A、分解能：0.01A（有効電力と皮相電力より算出）。

各種設定を保存、読み出し 基本設定(30適リ）

保護機能

■ 般事項

(AC+DC: rms)

負電圧設定箆Ill] -0.lV~-220.0V/-0.lV~-440.0V (分解能0.lV)

外部信号入力 外部信号 入力
利得設定範囲 00�220.0倍/00�440.0倍（分解能01)(EXT、ADDモ ー ド） 周波数範囲：DC�SSOHz (正弦波）

0.90以上(AC200V入力時、定格出力電圧、最大電流となる抵抗負荷）(AC+DC ·avg)

正霞圧設定箆囲+OlV-+220.0V/+O lV-+440.0V (分解能OlV)

11電 圧

メモリ数

その他機能

EC1OOOSA: 1.4kVA以下

J\イプリッド・バワ ー 制御

USB 1.1以上

波形長50Hz/60Hz土2Hz (単相）

EC750SA: l.2kVA以下

EC750SA/EC1 OOOSA I

Microsoft Windows 7 /8.l /10 (64bit日本語版／英語版）

周波数（下限三上限）任意波

AClOOV�230V士10%(ただし250V以下）、過電圧カテゴリ1I

0.95以上(AClOOV入力時、定格出力電圧、最大電流となる抵抗負荷）

�やBLE AC/DC POWER SOURCE

300MHz (ただし、対応OSの必要とするCPUクロ ッ ク 以上）

OS

設定範囲
制限機能*

M4ねじ端子台（リアパネIレ）
ACアウトレット（ユニバー サルタイプ、フロントパネ）レ）（有効電力と皮相電力より算出）
負荷クレストファクタり5

負荷力率

メモリ

■名種機能

0.5%以下(50Hz/60Hz, 定格出力電圧の50%以上）

FS: 1200W、分解能 . lW
有効電力(W)
皮相霞力(VA)(電子実効値x電流実洲直より算出l FS: 1400VA、分解能： lVA
無効霞力

シーケンスデータの作成、編集、保存、転送、実行制御

インタフェ ー ス

*1信号源： INT、SYNCおよびADD、無負荷*2設定可能な交流設定値（ピーク値）＋直流設定値は、電圧設定制限範囲内となります。•3 ACモ ー ド 、 50Hz/60Hz 、 23士5℃ 、 正弦波、無負荷 、 10V~155V/20V~310V*4 最大電流および最大ピーク電流は 、 最大出力電力によって制限される場合があります。(EC1000SAは、入力100V系にて）•s定格出力電圧以上は、最大出力電力により、最大電流が制限されます。 (EC1000SAのみ）*6 出力周波数が40Hz以下および400Hz以上の場合は、最大出力電流が減少する場合があります。 *7 交流＋直流の実効値が最大出力霞流となります。 •8最大ピーク零流は定格出力雷圧以上では減少する場合があります' •9波意率（クレストファクタ）が4以下のコンデンサ入力型整流回路に対する値です。 *10 出力周波数が45Hz以下および65Hz以上の場合は、最大出カピーク電流が減少する場合があります。 *11信号源： INT、SYNCおよびADDのみ •12信号源
INT、100Vレンジ、出力霞圧 20Vrms、SOHz基準•13 AC +DCモ ー ド、ACOV設定、 23±5℃、無負荷、—220V~-10V、 +1OV~+220V/-440V~-20V、 +2ov-+440V*14 ACアウトレットは、交流(ACOV~250V)でご使用ください。直流を含む場合はリアパネルのネジ端子台をご使用ください。

■ 躍源入力プログラマブル交流電源

動 ハー ドディスク空き容量64MB以上

10A/5A8
ク電流*4*

シーケンス編集

CPU士(I0.5% of setI+0.6V/l.2V)

EC1OOOSA . 40Apk/20Apk
EC750SA: 30Apk/15Apk
出力電圧安定度出力霊流変動 45~65Hz: 士0.15%以内、DC, 40~550Hz: 土0.5%以内
EC750SA 出力電流が最大出力電力の〇％から100%になるよう出力電流を変化させた場合、出力端にてEC1000SA'出力電流を最大電流の〇％から100%に変化させた場合、出力端にて、定格出力篭圧
入力電圧変動 土0.2%以内 （電源力入圧
電100V/120V/230V. 無負荷定格出力）ー�

リモー トコントロ-Jレ各パラメタの設定、 保存、読み出 し 、ステー タ スモニタ機
＝計測値の読み取り、 保存
能 ロギング
任意波形デー タ作成 波形生成、波形 編集、 転送、表示、ファイル操作—220 OV~+220OV/--440.0V~+440av (分解能OlV)•5最大電流 4•
最大ピ※入力100V系では、750Wに制限されます。

' 、、
�\、で直流圧
霊、交流電圧、周波数、波形、ステップ同期出 力2bit
1~999又は連続ジャンプ回数

正弦波、方形波、任意波 (16種類）°゜°
o.0 ~359.9 （設定分解能0.1 )

直ヵ

メモリ数

出カオン位相 .,,

最大出力霞カ電-31.SA~-10.0A/-15.BA~-5.0A (分解能O.lA)

l.OA~l□.SA(初期値10.5A)/1.0A~5.3A (初期値5.3A)、分解能O.lA

ステップ数

周波数確度
出力波形.,,

EC750SA:

リミット動作時出力篭圧をクリップ

作

土(0.5% of set+0.6Vrms/l2Vrms)
交圧
電確度勺
4• • *6 ・：六,,,し 最10Arms/5Arms
流大電s ・い7 89 0
出ヵ 最ピ大 ー ク流
• • 1 EC750SA . 30Apk/15Apk
EC1000SA: 40Apk/20Apk
軍
1.0Hz~SSO OHz (分解能01Hz)
周波数設定範囲., 1O.O~lSSOVrms/00~310.0Vrms (分解能01Vrms)+10.0A~+3l.5A/+5.0A~+15.8A (分解能O.lA)

EC1OOOSA: -42.0A~-l□.DA/-21.0A~-5.0A (分解能O.lA)

実設定範囲
効値動 作

■ シ ー ケンス

電圧設定範囲 戸2号

EC750SA:-でヽ組込みで。

ノチん

EC1OOOSA : +1 O.OA~+42.0A/+5.0A~+21.0A (分解能O.lA)

負電流設定範囲
値

100Vレンジ/200Vレンジ

出カレンジ

♦nF

: ·[se1]は設定値 ・各仕様において確度を示した数値は保証値 ・確度のないものは公称値又は代表値(typ.と表示）：： ・ 「／」で併記してある部分は、出カレンジによって仕様が変わることを表し、100Vレンジ仕様/200Vレンジ仕様という ：： 順番で示します。

:Xコこ 71亘］星各目負言 t:::;,: □ !!I:'.:フ

本社／横浜市港北区綱島東6-3-20〒223-8508
営業四(045) 545-81 l l lm(045) 545-81 91t)

¥248,000c蜘）※定格出力電圧時〇最大ピー ク電流最大出力電流（実効値）の4倍〇計測機能、シ ー ケンス、電流リミッタ、保護機能

0 コント□ ールソフトゥェア標準添付…

いいヒント•アドバイスあります。

■取扱代理店■

株式会社コ：
SG19T-P82-4A2

xコ：：フ匡〗目各言負言t� □ �,=,□〗□仙 台022(722)8163 /関 東03(5957) 2108
東 京03(5957) 2246 /名古屋052 (777) 3571
大 阪072(623) 534 l /福 岡092(411)1801
デバイス045(545)8161

一ロ〇最大交流出力電圧310V�※特に断')のない場合は以下の条件とします。
●出カモ ー ド： INT(内部信号源）モ ー ド ●出力波形：正弦波●負荷：力率1の抵抗負荷 ●出力端子：リアパネル端子台■AC/DCモ ー ド、信号源
AC/DCモ ー ド―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――AC (交流）、AC+DC(直流）INT (内部）、EXT(外部）、ADD(内部＋外部）、SYNC(外部同期）

信号源

■出 ヵ

EC750SA.

最大出力電力750VA

EC1000SA: lOOOVA (AC180V-250V入力時、以下入力200V系）※AC100V~180V入力時（以下入力100V系）、?SOVAに制限

100Vrms/200V「ms定格出力圧電■ 電流リミッタ

正電流設定範囲t動土0.01% of set (10Hz~550.0Hz、23土5℃)

DCオフセッ ト士SOmVたlOOmV (typ. 微調整司能ACモー ド，23±5℃)

リミット動作時出力圧電を抑制

動作モー ド(AC/AC+DC)かつ出カレンジ各々に1シ ー ケンス

ステッ プ内動作

一定、 保持、リニアスイ ー プ

最大255 (1シ ー ケンス内）
ステップ設定時間範囲 01ms~999.9999s (分解能0lms)

パラメ夕

開始、停止、ホ ールド｀、ブランチ
シ ー ケンス制御※シ ー ケンスはAC-INT,AC+DC-INT,のみ有効

小振幅周波数特性 1• 2

ACモ ー ド·1% (40Hz~550Hz)■ コントロ ールソフトゥェア

AC+DCモ ー ド：1% (40Hz~SSOHz)
EC750SA: 750W

EC1OOOSA: 1OOOW (入力200V系）
100V/200V

流 定格出力電圧設定範囲., ·2
霊尻圧
雷圧確度 •13力出圧
電波形ひずみ率・
出力端子 14=電 圧
周波数

力 率(typ.)
最大消費霞カ

■計測機能

実効値
電平均値
圧ピ ー ク値
実効値

平均値
霞流 ピ ー ク値

128MB以上

Microsoft Windows 7 /8.1 / lO (32bit日本語版（英語版）

デイスクドライブ

CD-ROMド ライブ

メモリ機能「s: 2soav/soo.ov、分解能 . 01V「s: 土250.0V/土sooov、分解能：01V(min/max霊圧個別表示·pk) FS: 土250V/土soov、分解能 1V.
FS: 15.00A、分解能 O.OlA(AC+DC: 「ms)(AC+DC . avg)

上限設定範囲 1.0Hz~550.0Hz (分解能01Hz)

下限設定範囲 1.0Hz~SSO.OHz (分解能01Hz)

16 (不揮発性）
4096ワ ー ド

外部同期信号入力 同期信号源 ：外部同期信号(EXT)または謳源入力(LINE)(SYNCモー ド）
同期周波数範囲：40Hz-500Hz

外部信号を用いて本機をゴントロール可能。制御入力、状出態 力

USBインタフェ ー ス(USBTMC)、RS-232インタフェ ー 入

外部インタフェ —ス
LCD表示ードのみ）

計測範囲：l.00~50.00、分解能：0,01

祈測範囲：38 0~525.0Hz、分解能：01Hz

計測範囲 基本波の40次まで、「5: 15Arms及び500%

I_.,.,......,EC1匹“酎電圧および絶縁抵抗AC1500V、絶縁抵抗30MO以上(DCSOOV)
動作温度・湿度範囲

0℃ ~+40℃/5%~85%RH (ただし絶対湿度は1~25g/mり結露なぎこと）

外形寸法(mm)

258(W)X176(H)X440(D) (突起物を除く）

付属品

取扱説明書、コントロールソフトゥェア

質量8 C7約9-7kg篭源コ ードセット1(15N125V)、竃源コ ードセット2(10N250V, プラグなし）¥350,〇〇〇（細）※EC750SAは、霞源コードセット1のみ※このカタログの記載内容は 、 2019年6月llEl現在のものでg。
●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。
●さ購入に際しては、霰新の仕様・価格・納期をさ確認ください。
●記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。

計測麿鬱闘0随匿
臨0120-545838*15 (lmax電流Iとlmin電流Iの最大値）／実効電流より算出。 *16 IEC規格等には適合しておりません。

♦ nF—

ビー プ音、キ ー ロック、電源投入時出力設定、リセット機能、自己診断機能・株式会社コこ命nF

一曰を．

外部同期周波数 (SYNCモ
出力高調波電流*76

計測範囲·000~100、分解能：001

0�

白基調、または青基調(min/max電流個別表示.pk) FS: 土45.0A、分解能：0.1A
ホ ールド·Imax電流I及びImin電流Iの最大値FS: 1400var、分解能：lvarc ぷフルパワ、次出力異常、雷 源部異常、内部制御異常、内部温度異常に対して保護動作

外部制御入 力出

FS: 土15.00A、分解能：0.01A（有効電力と皮相電力より算出）。

各種設定を保存、読み出し 基本設定(30適リ）

保護機能

■ 般事項

(AC+DC: rms)

負電圧設定箆Ill] -0.lV~-220.0V/-0.lV~-440.0V (分解能0.lV)

外部信号入力 外部信号 入力
利得設定範囲 00�220.0倍/00�440.0倍（分解能01)(EXT、ADDモ ー ド） 周波数範囲：DC�SSOHz (正弦波）

0.90以上(AC200V入力時、定格出力電圧、最大電流となる抵抗負荷）(AC+DC ·avg)

正霞圧設定箆囲+OlV-+220.0V/+O lV-+440.0V (分解能OlV)

11電 圧

メモリ数

その他機能

EC1OOOSA: 1.4kVA以下

J\イプリッド・バワ ー 制御

USB 1.1以上

波形長50Hz/60Hz土2Hz (単相）

EC750SA: l.2kVA以下

EC750SA/EC1 OOOSA I

Microsoft Windows 7 /8.l /10 (64bit日本語版／英語版）

周波数（下限三上限）

任意波

AClOOV�230V士10%(ただし250V以下）、過電圧カテゴリ1I

0.95以上(AClOOV入力時、定格出力電圧、最大電流となる抵抗負荷）

�やBLE AC/DC POWER SOURCE

300MHz (ただし、対応OSの必要とするCPUクロ ッ ク 以上）

OS

設定範囲
制限機能*

M4ねじ端子台（リアパネIレ）
ACアウトレット（ユニバー サルタイプ、フロントパネ）レ）（有効電力と皮相電力より算出）
負荷クレストファクタり5

負荷
力率

メモリ

■名種機能

0.5%以下(50Hz/60Hz, 定格出力電圧の50%以上）

FS: 1200W、分解能 . lW
有効電力(W)
皮相霞力(VA)(電子実効値x電流実洲直より算出l FS: 1400VA、分解能： lVA
無効霞力

シーケンスデータの作成、編集、保存、転送、実行制御

インタフェ ー ス

*1信号源： INT、SYNCおよびADD、無負荷*2設定可能な交流設定値（ピーク値）＋直流設定値は、電圧設定制限範囲内となります。•3 ACモ ー ド 、 50Hz/60Hz 、 23士5℃ 、 正弦波、無負荷 、 10V~155V/20V~310V*4 最大電流および最大ピーク電流は 、 最大出力電力によって制限される場合があります。(EC1000SAは、入力100V系にて）•s定格出力電圧以上は、最大出力電力により、最大電流が制限されます。 (EC1000SAのみ）*6 出力周波数が40Hz以下および400Hz以上の場合は、最大出力電流が減少する場合があります。 *7 交流＋直流の実効値が最大出力霞流となります。 •8最大ピーク零流は定格出力雷圧以上では減少する場合があります' •9波意率（クレストファクタ）が4以下のコンデンサ入力型整流回路に対する値です。 *10 出力周波数が45Hz以下および65Hz以上の場合は、最大出カピーク電流が減少する場合があります。 *11信号源： INT、SYNCおよびADDのみ •12信号源
INT、100Vレンジ、出力霞圧 20Vrms、SOHz基準•13 AC +DCモ ー ド、ACOV設定、 23±5℃、無負荷、—220V~-10V、 +1OV~+220V/-440V~-20V、 +2ov-+440V*14 ACアウトレットは、交流(ACOV~250V)でご使用ください。直流を含む場合はリアパネルのネジ端子台をご使用ください。

■ 躍源入力プログラマブル交流電源

動 ハー ドディスク空き容量64MB以上

10A/5A8
ク電流*4*

シーケンス編集

CPU士(I0.5% of setI+0.6V/l.2V)

EC1OOOSA . 40Apk/20Apk
EC750SA: 30Apk/15Apk
出力電圧安定度出力霊流変動 45~65Hz: 士0.15%以内、DC, 40~550Hz: 土0.5%以内
EC750SA 出力電流が最大出力電力の〇％から100%になるよう出力電流を変化させた場合、出力端にてEC1000SA'出力電流を最大電流の〇％から100%に変化させた場合、出力端にて、定格出力篭圧
入力電圧変動 土0.2%以内 （電源力入圧
電100V/120V/230V. 無負荷定格出力）ー�

リモー トコントロ-Jレ各パラメタの設定、 保存、読み出 し 、ステー タ スモニタ機
＝計測値の読み取り、 保存
能 ロギング
任意波形デー タ作成 波形生成、波形 編集、 転送、表示、ファイル操作—220 OV~+220OV/--440.0V~+440av (分解能OlV)•5最大電流 4•
最大ピ※入力100V系では、750Wに制限されます。

' 、、
�\、で

直流圧
霊、交流電圧、周波数、波形、ステップ同期出 力2bit
1~999又は連続ジャンプ回数

正弦波、方形波、任意波 (16種類）°
゜°
o.0 ~359.9 （設定分解能0.1 )

直ヵ

メモリ数出カオン位相 .,,

最大出力霞カ

電-31.SA~-10.0A/-15.BA~-5.0A (分解能O.lA)

l.OA~l□.SA(初期値10.5A)/1.0A~5.3A (初期値5.3A)、分解能O.lA

ステップ数

周波数確度
出力波形.,,

EC750SA:

リミット動作時出力篭圧をクリップ

作

土(0.5% of set+0.6Vrms/l2Vrms)
交圧
電確度勺
4• • *6 ・：六,,,し 最10Arms/5Arms
流大電s ・い7 89 0
出ヵ 最ピ大 ー ク流
• • 1 EC750SA . 30Apk/15Apk
EC1000SA: 40Apk/20Apk
軍
1.0Hz~SSO OHz (分解能01Hz)
周波数設定範囲., 1O.O~lSSOVrms/00~310.0Vrms (分解能01Vrms)+10.0A~+3l.5A/+5.0A~+15.8A (分解能O.lA)

EC1OOOSA: -42.0A~-l□.DA/-21.0A~-5.0A (分解能O.lA)

実設定範囲
効値動 作

■ シ ー ケンス

電圧設定範囲 戸2号

EC750SA:-でヽ組込みで。

ノチん

EC1OOOSA : +1 O.OA~+42.0A/+5.0A~+21.0A (分解能O.lA)

負電流設定範囲
値

100Vレンジ/200Vレンジ

出カレンジ

♦nF

: ·[se1]は設定値 ・各仕様において確度を示した数値は保証値 ・確度のないものは公称値又は代表値(typ.と表示）：： ・ 「／」で併記してある部分は、出カレンジによって仕様が変わることを表し、100Vレンジ仕様/200Vレンジ仕様という ：： 順番で示します。

:Xコこ 71亘］星各目負言 t:::;,: □ !!I:'.:フ

本社／横浜市港北区綱島東6-3-20〒223-8508
営業四(045) 545-81 l l lm(045) 545-81 91t)

¥248,000c蜘）※定格出力電圧時〇最大ピー ク電流最大出力電流（実効値）の4倍〇計測機能、シ ー ケンス、電流リミッタ、保護機能

0 コント□ ールソフトゥェア標準添付…

いいヒント•アドバイスあります。

■取扱代理店■

株式会社コ：
SG19T-P82-4A2

xコ：：フ匡〗目各言負言t� □ �,=,□〗□仙 台022(722)8163 /関 東03(5957) 2108
東 京03(5957) 2246 /名古屋052 (777) 3571
大 阪072(623) 534 l /福 岡092(411)1801
デバイス045(545)8161

一ロ〇最大交流出力電圧310V