新世代のエアリークテスター コスモ計器からの提案      AIR LEAK TESTER

エアリークテスターLS-R902	 ■ 高機能グローバル対応型差圧式
エアリークテスター※ オ プ シ ョ ン  タイプ K  タイプ J  長年の経験と研究に基づき開発された新機能を搭載  アイコン表示で直観的操作、だれでもすぐに使える操作ボタンをなくし、すべての操作をタッチパネルで行います。
カラー液晶表示で見やすく分かりやすい画面構成です。

多言語対応とクイックアクセスを搭載日本語、英語、中国語、韓国語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語の切り替えが可能。
クイックアクセス画面から、詳細設定・システム設定・補正・バッグアップ・異常履歴へ瞬時に移動が可能。

テスト圧•差圧（リーク量）の波形モニター機能計測スタートから検出完了までのテスト圧と差圧の波形を表示します。
最適な加圧時間や検出時間を見つけ出すことができます。

リークマスター制御バルブ内蔵（ タ イ プ J）オ ー ト リ ー ク キ ャ リ ブ レ ー タ ー ALC （ タ イ プ K）キャリブレーションに便利なツールをオプション設定できます。

自動セットアップ機能リークテストにはいくつもの設定が必要です。
初めてリークテスターを導入する際の計測時間初期設定を支援する機能を搭載しました。

USB ポ ー ト で デ ー タ 収 集 が 簡 単 に計測データを USB メモリーに自動保存します。
その他設定情報のバックアップやバージョンアップなども USB メモリーを介して行えます。

高精度の検出を実現するマスタリング機能・減衰特性を持つドリフト成分を抽出し補正する機能です。
・テスト時間が短縮でき、安定した計測が可能になります。
・内容積の異なるワークでも共通のマスターチャンバーで使用できます。

1アイコンで分かりやすい操作性メニュー画面をアイコン化で直観的に分かりやすくし、難しいと言われている計測器操作を一新させました。

各種設定画面設定時大きなテンキーが現れるなど、各種設定も分かりやすい画面表示で迷うことなくセットできます。

計測画面 6 種類切替可能計測画面を状況に応じて切替表示できます。詳細表示やシンプル表示など用途に応じ 6 種類を用意。
また、表示項目をカスタマイズすることもできます。

クイックアクセスにより操作性向上セットアップ時の設定操作がより使いやすくなりました。

■ その他の機能一覧カラー液晶、5.7 インチの大画面（タッチパネル）表示機能インテリジェントエア回路2計測画面を 6 種類用意、状況に合わせた画面を表示できます。

排気時エアブロ－センサー保護機能（インテリジェントエア回路）外部排気弁対応センサー感度チェック、エアーバルブ動作チェック毎回の測定時に自動でエアー回路のクリーニングを行います。
別途に排気弁ユニットが必要です。

排気干渉防止テスト後の排気のタイミングを外部で制御チャージホールド加圧工程を保持します。
漏れ箇所チェックを行う時に使用します。

コントロール I/ONPN-PNP 共用タイプフェニックスコンタクトタイプはマイナスドライバー1 本でコネクターに結線可能。

シリアル通信RS-232C：2 ポート（前後に各 1 ポート）、
USB：1 ポートマスタリング設定曜日、インターバルと回数、待機時間、リミットオーバー回数、補正初期値、マスタリングリミット、ループ数ドリフト学習補正、学習補正リミット、学習サンプル数他の表示機能エラーコメント表示、トラブルシューティング表示、I/O モニター、チャンネル名称、OK･NG カウンター、その他空気作動弁動作確認、各センサーオフセット、CPU 動作、他

クイック取付金具前面のビス 2 本だけで確実な取り付け取り外しが可能。狭いスペースに設置でき、メンテナンスも容易。

K(Ve)測定リークマスターとオートリークキャリブレータ（ALC）による等価内容積測定機能を選択できます。

リークリミット設定機能2 段階リミット設定：ワーク大/小 NG (UL2/UL)
マスター大/小 NG (LL2/LL)

テスト圧電空制御機能電空レギュレーター搭載機種を用意しています。チャンネルごとに異なるテスト圧や高速チャージの設定が可能です。

ノイズリダクション（NR）機能UL NG～UL2 NG 範囲は再検出を行う、延長検出回数設定、テスト時間延長出力(サイクルオーバー解除用)取扱説明書ダウンロードUSB ポートから各言語の取扱説明書をダウンロードすることが出来ます。

ドリフト学習補正機能セルフチェック機能■空気回路図（インテリジェント 2 エア回路）■仕様一覧差圧

表示単位分解能0.1 Pa精度保証範囲±1000Pa精度±2.5% of rdg ±1Pa、但し 50Pa 以下は±2Paセンサー過圧5 MPaテスト圧kPa，MPa(海外用非 SI 単位 kg/cm２, PSI, bar, その他)リーク量Pa, kPa, mL/s, mL/min, L/min, Pa･m /s,3E-3 Pa･m /s, Pa/s, Pa/min, *Pa/s, *Pa/min(海外用非 SI 単位 mmH2O, mmHg, inH2O,その他)等価内容積

mL, L33(海外用非 SI 単位 in , ft )空圧源クリーンエアーを使用。
元圧はテスト圧及びパイロット圧より高い圧力が必要。

パイロット圧設定設置搭載されているパイロット用フィルターレギュレーターで設定： 設定範囲 400～700kPa配管接続口径Rc1/4（テスト圧源、ワーク配管、マスター配管）Rc1/4（パイロット圧源）

3リーク量表示3〜5 桁（浮動小数点）、サンプリングレイト 10 回/秒

リークリミット±999.9Pa 以下チャンネル数32 チャンネル（00～31）

タイマー設定999.9 秒（分解能 0.1 秒）

USB ポート源AC100～240V±10%, 50/60Hz,80VA max温度使用温度: 5～45 ℃保存温度: -20～60 ℃湿度80 %RH 以下、ただし結露なきこと質量約 10 kg（標準仕様）

電RS-232C2 ポート(D-SUB9 ピン)標準取付品及び付属品

I/F 固定長出力ID/F 固定長出力リークデータのほかに設定値も同時に出力されます。

T/F 固定長出力リークデータのみの出力。

その他その他のフォーマットデータ保存判定結果、リーク値、補正値、テスト圧、CH#、時間、他

設定値書き出しCSV ファイルテスト圧用オイルミストセパレーターとレギュレーター（H20、H49 は除く）、パイロット圧用フィルターレギュレーター、電源コード、クイック取付金具、コントロール I/O コネクター、検査成績書、トレーサビリティー関係書類、取扱説明書NOTE：レギュレーター、電空レギュレーター、電源ケーブルは CE 宣言には含みません。

■型式LS-R902 － ①回路①回路②圧力レンジ②圧力レンジ③オプション－ ④電源ケーブルA1：インテリジェント 1 エア回路、 A2：インテリジェント 2 エア回路、AS1：小容積ワーク用インテリジェント 1 エア回路、 AS01：微少容積ワーク用回路、 C：外圧検出式回路レギュレーターL02：5～20kPa、 L：10～100kPa、 M：50～800kPa、 V：-5～-100kPa、H20：2.0MPa 以下 *1、 H49：4.9MPa 以下 *1

電空レギュレーターLR：10～95kPa、MR：50～800kPa、VR：-5～-75kPa③オプションJ：リークマスター制御バルブ内蔵、 K05：ALC-05 付 0.5mL、 K1：ALC-1 付 1mL、 K4：ALC-4 付 4mL、 K10：ALC-10 付 10mL、B：バイパス対応（レギュレーター • フィルターなし）、 B1：バイパス対応（レギュレーター付）、 D4：差圧センサーレンジ ±10kPa、PV1：連成圧テスト圧センサー、 UX3: UL 規格対応、 N＊：産業用ネットワーク（産業用イーサーネット・フィールドバス）RX09：TCU ユニット（温度補正）対応、 RX10：TCU ユニット（温度補正）対応 + TCU ユニット一式、 RX11：100 チャンネル④電源ケーブルVA：AC125V/7A 3m ケーブル付属、 VE：AC250V 2m ケーブル付属（CE 適合品） VK：AC250V 2m ケーブル付属(中国専用)*1：H20、H49 にはレギュレーターは付属しません。

■外観3温度補正（オプション）セットアップの時間を 50％以上大幅削減（当社比）環境・製品等の温度をサンプリングし、最適な補正値を導き出します。

RX10 オプション選択時の主な機器ワーク側温度センサー

治具側温度センサー

TCU-900温度センサー延長ケーブル産業用フィールドネットワーク対応（オプション）省配線で PLC との連携をサポートします。
計測結果をネットワークへ OUTPUT も可能です。

I/O 配線は 不要 ➡ 専用コネクター で 接続エアリークテスター周辺機器
リー クマ ス ター • キャリブレーター特注カプラーLM-1CQLCマスターチャンバ ーLC空圧部品バイパスユニットI/O 変換ケー ブル	 PC リンクソフト 4NL バルブ
G3 外部排気弁※このカタログの内容は 2018 年 11 月現在のものです。仕様は予告なく変更される場合があります。

本社〒192-0032 東京都八王子市石川町 2974-23TEL (042)642-1357 FAX (042)646-2439http://www.cosmo-k.co.jp/4東京 (042)639-7874名古屋 (052)772-8787大阪 (06)6395-2671東北 (022)246-8701北関東 (0285)30-0401浜松 (053)430-5073広島 (082)264-5259九州   (092)403-1357  海外：   中国・韓国・台湾・マレーシア・タイ・インドネシア・ベトナム    インド・ドイツ・米国・メキシコ･ブラジル・オーストラリア  代理店LS-R902-985A1-B 1811-015-BF