科学・産業機器

温度上昇時間の早い、安全性を高めたプログラム運転機能付の大容量タイプ
Drying Ovens, Vacuum角形真空定温乾燥器

弊 社ホームペ ージ上 でお客 様 登 録 いただけますと通常1年の無償保証が2年間となります。

DP410/610
温度制御範囲40〜200℃

使用真空度範囲

101〜0.1kPa

内容積

91L
（410型）
内容積、216L（610型）❶ 恒温・乾燥器
恒温恒湿器

真空乾燥の幅広い用途に応えるよう設計された大量処理タイプです。
真空ポンプの収納スペースの確保、クイックカップリング配管方式の採用、独立過昇防止回路の装備など、作業性、安全性も高めています。

/●従来のP.I.D.制御を補う独自のZ制御機能を搭載し、オーバーシュートを抑えながら上昇時間を最大37％短縮（当社従来品
産業機器比）しました。また、低温運転時の温度安プラズマ装置定性も向上しました。
恒温培養器 ●電力量/CO2排出量モニタ機能を装備しています。
凍結乾燥・冷却トラップ ●プログラム運転、オートスタート/オートストップ運転、タイマ機能、キャリブレ滅菌器
ーションオフセット機能など多彩なサポ
純水製造ート機能を標準装備しています。
装置●入出力機能（オプション）
恒温液槽
4-20mA 温度出力、外部通信（RS485）端恒温水子、警 報 出 力、運 転 信 号、タイムア ッ
循環装置
プ、イベント
加熱器●安全装置装備
・1本 単 位 で 万 一 の ヒ ー タ 断 線 を 検 知濃縮器
し、断線による異常運転を防止します。
減圧・加圧・独立過昇防止器、漏電ブレーカを標準ポンプ装備しています。
乳化・撹拌・振とう器●真空ポンプが収納できる構造となってい造粒ますので、限られたスペースを有効に利乾燥装置用できます。またオプションにて収納室洗浄器にスライド式の真空ポンプ架台を取付可能でメンテナンスが容易に行えます。
送液ポンプ

高温炉・
パージガス

POINT!

遠心分離機

計測機器

137

格

¥1,012,000¥1,518,000式
減圧・缶体加熱輻射
温度制御範囲40〜200℃
使用真空度範囲
101〜0.1kPa（760〜1 Torr）※2
温度調整精度±1℃（at 200℃）JTM K05
温度変動
3.0℃（at 200℃）JIS C60068※1
最高温度到達時間
約80分
約100分
内装／外装ステンレス鋼板（SUS304）／冷間圧延鋼板 メラミン樹脂焼付塗装
扉
片開き（左開き）
断熱材
ロックウール
ヒータ（マイカ）
2.25kW
3.15kW
真空計
ブルドン管式0〜0.1MPa
観測窓
強化ガラス＋ポリカーボネート
ポンプ接続口／パージロ NW25 フランジ／Rc1/4
ポンプ収納室あり
温度制御方式
P.I.D.制御
温度表示方式
槽内温度表示：緑色LEDデジタル表示（分解能：1℃） 設定温度表示：橙色LEDデジタル表示（分解能：1℃）
その他の表示運転状態を示す温度パターンLED表示
タイマ運転
0分〜99時間59分（タイマ分解能：1分）
運転機能
定値運転／クイックオートストップ運転、オートスタート運転・オートストップ運転
プログラム運転（最大99ステップ、99パターンまで、繰り返し運転機能）
付加機能
通電／運転時間の積算機能（65535時間まで）、時刻表示（24時間表示）
キャリブレーションオフセット
消費電力・CO2排出量・ヒータ操作量のモニタ表示
停電復帰モード選択
ユーザ設定情報の保存・呼出ヒータ回路制御
トライアック ゼロクロス方式
温度センサ
熱電対（温度制御用、過昇防止器用）
漏電ブレーカ15A
20A
漏電・短絡・過電流保護 定格感度電流 30mA
独立過昇防止回路
設定温度範囲：0〜230℃
コントローラ
自己診断機能（センサ異常検知、ヒータ断線検知、トライアック短絡検知、メインリレー不良検知、自動温度過昇防止）キーロック機能
幅600×奥行600×高さ600mm
内寸法
幅450×奥行450×高さ450mm
外寸法※3
幅670×奥行669×高さ1500mm
幅820×奥行819×高さ1650mm
内容積
91L
216L
棚受段数／ピッチ4段（固定）／105mm
4段（固定）／140mm
単相 AC200V 16A（20A）
電源（50/60Hz）定格電流 単相 AC200V 11.5A（15A）
重さ
約210kg
約310kg
付属品
棚板（ステンレスパンチングメタル）2枚 耐荷重 15kg/枚格

環境・プロセス
関連装置

電池・半導体・LED 関連装置

DP610

規

冷凍庫・冷蔵庫

試験機器

212159

DP410

安全装置

コントロールパネル

微生物・細胞
関連装置

合成・前処理装置

方212158

式コントローラ

内部観察装置

物性計測装置

型

成

表面観察
装置

液体／ガス
クロマトグラフ商品コード

DP610型

構

pH 計

分光・発光・蛍光装置

■仕様

216L

能天秤

DP410型性フィルター91L● ご 使 用 に な る 真 空 ポンプ（375〜387頁 ）は 定 格 排 気 量200L/min以上、排気口がNW25タイプのものを選定してください。また、お手持ちの真空ポンプの場合も同等の排気量のものを使用してください。なお、排気口がホースニップルの場合は、NW25用ゴム管アダプタ、センタリング、クランプ
および適当な真空ポンプをご用意ください。
（NW25用ゴム管アダプタの外径はφ24です。
）

ヤマト科学

価（注）
上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。
電源プラグは付属しません。電源コードの長さは器外約2mです。電源欄の（ ）はブレーカ容量および電源設備容量です。
※1. 条件：温・湿度23℃±5℃・65％RH±20％（無負荷） ※2. 到達圧力は真空ポンプにより異なります。
※3. 外形寸法は突起部を含みません。

www.yamato-net.co.jp

0120-405-525

機種一覧

配管部品

真空ポンプ

真空ポンプ

冷却トラップ

139頁

77頁

409頁

143頁

393頁

237頁

POINT!

システムアップ例方式●減圧・缶体加熱幅射槽内を真空にすることで酸化を嫌う試料処理や、素早い脱気・脱泡、水分除去に最適です。
内槽壁面を加熱し輻射熱を試料に加えます。

❶ 恒温・乾燥器
恒温恒湿器

POINT!

科学・産業機器

大型タイプ/

DP610型

高温炉・パージガス

産業機器
プラズマ装置恒温培養器
凍結乾燥・冷却トラップ

滅菌器

PK250型

CA801型※

DP610型 ＋ 冷却トラップCA801型 ＋ ドライ真空ポンプPK250型 ＋ 真空配管セットJ¥1,518,000		

¥570,000		

計＝ 合¥38,000		 ¥2,922,000¥796,000		

純水製造装置〈オプション装備例〉

恒温液槽
恒温水
循環装置

※真空配管セットの詳細は144頁をご覧ください。

オプション

No. 品 名① 棚板（1枚）
ステンレスパンチングメタル② 棚板（1枚）
ステンレスパンチングメタル③ 外部通信用アダプタセット④ シースセンサ（500mm）⑤ シースセンサ（1500mm）⑥ 外部通信端子⑦ 温度出力端子⑧ 外部警報出力端子
無電圧接点出力⑨ タイムアップ出力端子
無電圧接点出力⑩ 運転信号出力端子
無電圧接点出力⑪ イベント出力端子
無電圧接点出力⑫ 真空ポンプスイッチ（AC100V）⑬ 真空ポンプスイッチ（AC200V）※⑭ 0-10mV電圧出力付ピラニ真空計（アナログ式）※⑮ 0-10V電圧出力付ピラニ真空計（デジタル式）⑯ 記録計⑰ デジタル真空計※⑱ N2ガス導入装置（流量計付）⑲ スライド式真空ポンプ架台A⑳ スライド式真空ポンプ架台B※ N2ガス導入装置（流量計付）
 スライド式真空ポンプ架台C
 スライド式真空ポンプ架台D

加熱器

商品コード
212192212193211880281601281602281608281609281610281611281612281613281625281614281615281616281617281618281619281620281621281622281623281624

DP410用DP610用
OIN90
ODP36
ODP38
ODP42
ODP44
ODP46
ODP48
ODP52
ODP54
ODP84
ODP56
ODP58
ODP62
ODP64
ODP82
ODP66 DP410用
ODP72 DP410用ODP76 DP410用
ODP68 DP610用
ODP74 DP610用
ODP78 DP610用

価 格¥ 11,200¥ 16,800¥ 78,000¥ 50,000¥ 58,000¥ 33,600¥ 33,600¥ 33,600¥ 40,800¥ 40,800¥ 40,800¥ 39,200¥ 39,200¥178,000¥348,000¥336,000¥ 46,000¥110,000¥ 76,000¥ 76,000¥110,000¥ 76,000¥ 76,000

濃縮器

⑱N2ガス
導入装置
（流量計付）⑫真空ポンプ
スイッチ
⑭ピラニ
アナログ
真空計
⑯記録計
DP610型

洗浄器
送液ポンプ
フィルター

表面観察装置
内部観察装置
分光・発光・蛍光装置
液体／ガス
クロマトグラフ
物性計測装置

寸法図（mm）

1500

1650

DP410温度特性（室温23℃・大気圧）
温度（℃）

300

670

669

［DP410型］

820

200

合成・前処理装置

150

注意 ●引火性、爆発性のあるガス雰囲気中では使用禁止です。

●爆発性、可燃性物質は使用しないで下さい。
●高温部分をさわらないで下さい。
●本製品をご使用の際は取扱説明書の注意事項をご理解いただき正しくご使用下さい。

100

試験機器

5000306090 時間（分）設定温度200℃

電池・半導体・LED 関連装置

計測機器●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。

0120-405-525

遠心分離機

環境・プロセス関連装置

819［DP610型］

微生物・細胞
関連装置

冷凍庫・冷蔵庫

250

www.yamato-net.co.jp

造粒乾燥装置pH 計（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。
No.④〜 ご注文時にご指定ください。
●オプションの詳細・配管部品につきましては144頁をご参照ください。
※ ピラニ真空計（⑭アナログ式、⑮デジタル式）と⑱N2ガス導入装置は選択式となり、同時に設定できませんので、ご注意ください。

内槽（DP610型）

乳化・撹拌・振とう器

天秤

シ−スセンサ端子部

入出力端子

減圧・加圧ポンプ

ヤマト科学138