科学・産業機器

クラス100のクリーン度。クリーンルームの設置も可能
Clean Ovens

クリーンオーブン

弊 社ホームペ ージ上 でお客 様 登 録 いただけますと通常1年の無償保証が2年間となります。

DE411/611・DT411/611
温度制御範囲室温＋30℃~260℃（DE型） 室温＋30℃~360℃（DT型）❶ 恒温・乾燥器
恒温恒湿器

V型コントローラ搭載により操作パネルの表示視認性、操作性をアップ
し、電力量・CO2排出量モニタ機能などを標準装備。

/●防汚キャスタの採用（輸送時、移動時の車輪汚れ防止）。
●差圧計内3色表示によりHEPAフィルタ交高温炉・パージガス換時期の視認性向上。
（逆相）リレー追加により据付時の電産業機器 ●反相源誤配線検知による安全性向上。
プラズマ装置●従来機に比べて製品高さ（DE/DT411タイ
プ約200mm低く）を変更することでユー恒温培養器ザビリティ向上。
凍結乾燥・冷却トラップ ●従来機に比べてケーブル孔径φ30→φ33に変更（電源プラグの引込み可能）。
滅菌器●従来機に比べてオプション充実（カゴ式純水製造棚板・簡易クリーンルーム対応を追加）。
装置

91L DE411

恒温液槽
恒温水
循環装置

加熱器

乳化・撹拌・
振とう器
造粒
乾燥装置

フィルター
天秤
pH 計

内部観察装置
分光・発光・蛍光装置
液体／ガス
クロマトグラフ
物性計測装置
微生物・細胞
関連装置
遠心分離機

合成・前処理装置

試験機器

ヒータ回路制御／センサ
安全装置
内寸法
外寸法※2
内容積
電源 50/60Hz
ヒータ
棚受段数
重さ
付属品 棚板／棚受格

環境・プロセス
関連装置

付加機能

規

冷凍庫・冷蔵庫コントローラ

表面観察装置

式
温度制御範囲最高温度到達時間
温度調節精度／温度変動※１ 温度分布精度／温度勾配
清浄度
内装／外装
断熱材
ヒータ
送風機ファン／モータ
差圧計
ケーブル孔
排気口／吸気口フィルタ
キャスタ・アジャスタ
コントローラ温度制御方式
温度設定方式
温度表示方式その他の表示
タイマ設定、表示範囲
運転機能成送液ポンプ

方式

構洗浄器

型

能減圧・加圧ポンプ

商品コード性濃縮器■仕様

価格212610DE411

212611

DE611

113型

212612

DT411

212613DT611

強制送風循環
室温＋30℃〜260℃
室温＋30℃〜360℃
約70分（at 260℃）
約80分（at 360℃）±0.3℃（at 260℃）JTM K05／1.0℃（at 260℃）JIS±0.3℃（at 360℃）JTM K05／1.0℃（at 360℃）JIS±2.5℃（at 260℃）JTM K05／10℃（at 260℃）JIS±4.0℃（at 360℃）JTM K05／20℃（at 360℃）JIS
温度安定時クラス100
ステンレス鋼板／電気亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装
グラスウールステンレスパイプヒータ
シロッコファン／コンデンサ型モータ
アナログ式色分目盛（0〜300Pa）
内径33mm：1個
外径61mm：1個／内径33mm：1個、ステンレス製フェルト付
耐熱HEPAフィルタ 集塵効率（0.3μm粒子にて99.97%）
車輪径φ50（車輪防汚カバー付）アジャスタ（前2ヶ所）
V型
P.I.D.制御▲▼キーによるデジタル設定方式
槽内温度表示：緑色LEDデジタル表示（分解能：1℃）、設定温度表示：橙色LEDデジタル表示（分解能：1℃）
昇温／安定／降下状態を示す温度パターンLED表示
1分〜99時間59分設定：時間運転、24時間／1分設定：時刻運転
定値運転、オートスタート運転、オートストップ運転、クイックオートストップﾟ、プログラム運転（最大99ステップ、99パターン、繰り返し運転機能）

カレンダタイマ（24時間）、キャリブレーションオフセット機能、通電／運転時間の積算機能（65535時間まで）、
消費電力・CO2排出量・ヒータ出力操作量のモニタ表示、停電復帰モード選択、ユーザ設定情報の保存・呼出トライアック ゼロクロス方式／K熱電対（温度制御用、独立過昇防止器用）
自己診断機能（温度センサ異常検知、トライアック短絡検知、ヒータ断線検知、ファン異常検知、メインリレー不良検知、自動温度過昇防止機能）、独立過昇防止器、キーロック機能、漏電ブレーカ、ドアスイッチ、反相リレー
幅450×奥行450×高さ450mm 幅600×奥行600×高さ600mm 幅450×奥行450×高さ450mm 幅600×奥行600×高さ600mm
幅700×奥行1025×高さ1570mm 幅850×奥行1175×高さ1720mm 幅700×奥行1025×高さ1570mm 幅850×奥行1175×高さ1720mm
91l
216l
91l
216l
三相AC200V 8A（15A）
三相AC200V 11A（15A）
三相AC200V 11A（15A）
三相AC200V 15A
（20A）
2.5kW
3.6kW
3.6kW
5.2kW
12段
17段
12段
17段
約200kg
約270kg
約200kg
約270kg
2枚／4本（ステンレスワイヤ） 3枚／6本（ステンレスワイヤ） 2枚／4本（ステンレスワイヤ） 3枚／6本（ステンレスワイヤ）¥1,400,000¥1,600,000

電池・半導体・LED 関連装置 （注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

計測機器

216L DT611型¥1,620,000¥1,800,000

電源プラグは付属しません。電源コードの長さは器外約4mです。電源欄の（ ）はブレーカ容量および電源設備容量です。
※1.性能は、循環運転（ダンパ全閉）、室温23℃±5℃、湿度65％RH±20％及び無負荷における性能値。
※2.突起部は含みません。

ヤマト科学

www.yamato-net.co.jp

0120-405-525

オプション

77頁

129頁

科学・産業機器

機種一覧

POINT!
⑬
⑫⑪

①
②

高温炉・
パージガス

④⑨⑤⑧

DE411型⑥

HEPAフィルター搭載によりクラス100のクリーン環境での温度試験に最適です。

産業機器
プラズマ装置恒温培養器
凍結乾燥・冷却トラップ⑦滅菌器①棚受 ②棚板 ③棚受柱 ④ヒータ ⑤ヒータ端子⑥アジャスタ ⑦キャスタ ⑧ファンモータ
⑨シロッコファン ⑩HEPAフィルタ ⑪温度制御センサ⑫温度制御センサフランジ ⑬排気口

純水製造装置

恒温液槽
恒温水
循環装置

オプション（詳細は129頁をご参照ください。）

No. 品 名① 棚板（1枚・棚受2本付）
ステンレスワイヤ（耐荷重30kg/枚）
DE/DT411② 棚板（1枚・棚受2本付）
ステンレスワイヤ（耐荷重30kg/枚）
DE/DT611③ 棚板（1枚・棚受2本付）
ステンレスパンチングメタル（耐荷重15kg/枚）
DE/DT411④ 棚板（1枚・棚受2本付）
ステンレスパンチングメタル（耐荷重15kg/枚）
DE/DT611⑤ カゴ式棚板（1枚）ステンレス金網（耐荷重15kg） ODT12
DE/DT411⑥ カゴ式棚板（1枚）ステンレス金網（耐荷重15kg） ODT14
DE/DT611⑦ シースセンサ（K熱電対） ODT48
共通⑧ シリコン栓（1個穴付φ2） ODT52
共通⑨ 簡易クリーンルーム対応 排気ダクト径φ80（ダクト別売） ODT16
DE/DT411⑩ 簡易クリーンルーム対応 排気ダクト径φ80（ダクト別売） ODT18
DE/DT611⑪ オートダンパ ODT22
DE/DT411⑫ オートダンパ ODT24
DE/DT611⑬ N2ガス導入装置 50l/min（流量計付き） ODT26
DE/DT411⑭ N2ガス導入装置 50l/min（流量計付き） ODT28
DE/DT611⑮ 非常停止用スイッチ ODT32
DE/DT411⑯ 非常停止用スイッチ ODT34DE611⑰ 非常停止用スイッチ ODT36DT611⑱ 記録計（本体組込）ペーパーレス、6点、センサ別売 ODT38
DE/DT411⑲ 記録計（本体組込）ペーパーレス、6点、センサ別売 ODT42
DE/DT611⑳ 高性能フィルタタイプ（昇降温時クラス100） 使用最高温度 200℃ ODT68 DE411㉑ 高性能フィルタタイプ（昇降温時クラス100） 使用最高温度 200℃ ODT70 DE611㉒ 電源コード（10m） ODT44
共通㉓ 外部通信端子（RS485） ODT54共通㉔ 外部通信用アダプタセット OIN90
共通 RS485㉕ 温度出力端子（4−20mA） ODT56
共通㉖ 外部警報出力端子 ODT58
共通㉗ タイムアップ出力端子 ODT62
共通㉘ 運転信号出力端子 ODT64
共通㉙ イベント出力端子 ODT66
共通

No.⑨〜㉓、㉕〜㉙/⑩③■クリーンオーブン❶ 恒温・乾燥器
恒温恒湿器

詳細機構図

内槽

商品コード 価 格212686¥ 9,600
212687¥ 12,000
212688¥ 11,000
212689¥ 15,000
212924¥ 28,000
212925¥ 32,000
212946¥ 22,400
212947¥ 1,400
212926¥ 48,000
212927¥ 48,000
212928¥122,000
212929¥122,000
212930¥110,000
212931¥110,000
212935¥ 46,400
212936¥ 46,400
212937¥ 46,400
212938¥336,000
212939¥336,000
212954¥470,000
212955¥500,000
212940¥ 28,000
212948¥ 33,600
211880¥ 78,000
212949¥ 33,600
212950¥ 33,600
212951¥ 40,800
212952¥ 40,800
212953¥ 40,800

本体ご注文時にご指定ください。

加熱器
濃縮器

寸法図（mm）

減圧・加圧
ポンプ
乳化・撹拌・
振とう器
造粒
乾燥装置

洗浄器
［411型］［611型］

送液ポンプ
フィルター

セーフティクリーンオーブン
C-199●爆発ベント●清浄度クラス100（温度安定時）●クリーン環境設置仕様

天秤
pH 計
表面観察
装置
内部観察
装置
分光・発光・
蛍光装置
液体／ガス
クロマトグラフ
物性計測装置
微生物・細胞
関連装置
遠心分離機
冷凍庫・冷蔵庫①②棚板ステンレスワイヤ・
棚受③④棚板ステンレスパンチング
メタル・棚受⑤カゴ式棚板（標準棚板の上に載せてご使用ください)●引火性、爆発性のあるガス雰囲気中では使用禁止です。

注意 ●爆発性、可燃性物質は使用しないで下さい。

環境・プロセス
関連装置
合成・前処理装置

172頁参照試験機器●高温部分をさわらないで下さい。
本製品をご使用の際は取扱説明書の注意事項をご理解いただき正しくご使用下さい。

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。

www.yamato-net.co.jp0120-405-525

ヤマト科学

電池・半導体・LED 関連装置

計測機器

114