高品位波形

高ロバスト性

1.5 kVA 〜
三相144 kVA

単相

DP

シリーズ

プログラマブル交流電源…

充実のラインナップ

交流電源を
選ぶなら

オールラウンドプレイヤー多様化 する評価・試験ニーズに応える

データが示す実力

安定した出力波形

回生・逆潮流対応

高ロバスト性・低ひずみ負荷を選ばない

容量性負荷・誘導性負荷を
安定駆動■コンデンサ負荷 出力波形
電圧波形

実測データ

100V レンジ

470 μF 100V/50Hz 正弦波

電圧波形

容量性負荷も誘導性負荷も安定して駆動します。加えて、低ひずみ交流と同容量の直流をDP シリーズ Type R は、逆潮流を気にせずに、各種電源試験が出力します。

可能です。系統連系や回生負荷の試験には、DP シリーズ Type R

シーケンス機能付のをお選びください。

最大±454 V出力可能＊2な高速直流電源としてもライン使用できます。

ナップ。力率改善用に交流リアクトルを持つインバータなどの電源を1900 μF

電圧波形

かつ安定した出力が得られます。

直流電源として力行時には高効率を保ちつつ、100% ＊1 の逆潮流許容量がある

また、20ms 以内で 100% 逆潮流を許容するモデル

DP シリーズは、負荷条件などによって応答特性の切換えは不要で、オフした際に生じる短時間逆潮流に対応します。
＊1

最大出力電流（実効値）の 100%（3 分間）、50%（連続）＊２ P.3〜4 ラインナップ一覧をご覧ください。

電波暗室やシールドルームなどで、商用ラインから混入するノイズを低減するために挿入するラインフィルタには、大容量コンデンサが■双方向インバータ 出力波形

電流波形

使用されます。

回生（電池放電）

右のグラフは、大容量コンデンサを接続した出力波形です。発振やひずみもなく、安定した出力を示しています。

DP シリーズ■ステップ応答特性の比較

実測データ

実測データ

力行（電池充電）DPシリーズ

電圧波形

電流波形
200V レンジ
200V/50Hz 正弦波

DP シリーズは、負荷（駆動対象）を選びません。
発振した波形イメージ

横軸 : 20ms/div

横軸 : 40ms/div

横軸 : 20ms/div

横軸 : 40ms/div

電流波形

汎用直流電源

負荷を壊さない

可変ピーク電流リミッタ機能■PFC を搭載した負荷の例

実測データ

ピーク値（正負）および実効値で電流を自在に制限できる電流リミッタを拡大装備。リミッタ動作は、自動復帰または出力オフを選択可能です。
●開発試作品の評価において、負荷の異常動作により過電流が発生

用途にあわせて選べる豊富なラインナップ

電圧波形

した場合の保護に有効です。
●突入電流の大きい負荷の場合、リミッタ機能を用いることで、突入電流にあわせて電力容量の大きい電源を導入する必要はありません。

電流波形

DP シリーズの出力をオンにし、装置（負荷）の電源スイッチを入れると、
こんな
も…
使い方
PFC（力率改善）回路が動作して大きな突入電流が流れます。

リミッタ動作

電流リミッタ
設定値 ±12A

定常状態

単相・単相 3 線・三相の多様な電力容量をラインナップ。

単相 1.5 kVA から最大で三相 144 kVA まで、最適なパワーを提供します。

●マルチ相モデルは、1 筐体で単相 / 単相 3 線 / 三相切換えが可能

交流電源によっては、この時に保護がかかる場合があります。

●12 kVA までは、1 筐体で単相 3 線出力・三相出力を実現

装置電源 ON

右の例では、PFC が動作可能な電流値（±12A）にピーク電流リミッタ装置主回路通電（PFC 動作）●単相の同一モデルの組み合わせにより、単相 3 線・三相システムを構築

値を設定することで、出力を停止せずに駆動し続けることができます。

●回生・逆潮流に対応する DP シリーズ Type R をラインナップ●単相 16 kVA/42 kVA/48 kVA、マルチ相 6 kVA/12 kVA/18 kVA/24 kVA/
36 kVA は、短時間逆潮流（20 ms、100%）に対応

低ノイズ
伝導・放射ともに低ノイズです。

DP シリーズ

重なっています）。これは、CISPR ／ EN 規格の限度値を大きく下回る低ノイズです。

レベル [dB(μV)]

のみの暗ノイズ実測値と同レベルです（データがまた、ノイズフィルタとの共振も発生していません。
圧倒的な低ノイズにより、電波暗室やシールド
ルーム用電源としても最適です。

■雑音端子電圧伝導右のデータが示す通り、電源を停止した測定系

140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

70

ノイズフィルタ＋LISN、抵抗負荷にて

CISPR 14-1 限度値 (QP)

暗ノイズ実測値( ピーク )CISPR 14-1 限度値 ( 平均値 )（L1/L2/L3/N 相）

暗ノイズ実測値 ( 平均値 )

0.009

放射

実測データ

0.100

1.000

■放射エミッション 実測データ

30.000ノイズフィルタあり、抵抗負荷にてEN 55022 Class B(10m)限度値 (QP)60

レベル [dB(μV)]

10.000

周波数 [MHz]

5030

暗ノイズ実測値 ( ピーク )20

1

1.5 kVA 〜 48 kVA

単相

1.5 kVA 〜 18 kVA

単相3線

3 kVA 〜 12 kVA

単相3 線

3 kVA 〜 9 kVA

三相

4.5 kVA 〜 9 kVA

三相

4.5 kVA 〜 9 kVA

マルチ相 4.5 kVA 〜 36 kVA

単相3線Type R50100

周波数 [MHz]

500

1000

で
1 筐体
ステム
多相シ

わせて
組み合
単相を
ム
ステ
多相シ

単相

3 kVA 〜 96 kVA

10
0
30

単相

単相

40

Type R 回生・逆潮流対応

3 kVA 〜 36 kVA

三相
単相

単相

マルチ相
単相3線

三相
単相

4.5 kVA 〜 144 kVA

Type R

4.5 kVA 〜 54 kVA※三相 81kVA までカスタム対応可能

4.5kVA

6kVA

Type R

24 kVA2

Lineup
電力容量形式

プログラマブル交流電源

DP

シリーズ

お客様のさまざまなニーズにお応えする充実のラインナップ。用途、予算、運用にあわせて、最適な機種をお選びいただけます。

1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 1516 18

24

36

42

48 kVAシリーズ
海外向けモデル DP-G
シリーズ

＊1

DP

DPシリーズ
DP-Gシリーズ＊1

〜

単 相
015S
DPシリーズ Type K＊2
単相専用モデル

030S 045S 060S 075S 090S 105S 120S
030KS 045KS 060KS 075KS 090KS 105KS 120KS

160LS
20 ms
逆潮流対応

240S

360S

420LS

20 ms
逆潮流対応

同一単相モデルを2台組み合わせて 単相3線システムを構成可能

030D

060D

090D

045T

480LS

DP-G シリーズ【DPシリーズとの相違点】

20 ms
逆潮流対応

多相 システム96 kVA

120D

・任意波形出力および外部信号入力 (ADD、EXT) 未装備
・型名 DP□ □ □ □ G□
容量 タイプ 相
・選択可能なアウトレット（単相システム）
NEMA 5-15（日本／北米向け）
または CPCS-CCC（中国向け）
・取扱説明書 英語
・輸出貿易管理令別表第1 非該当品
＊一部の容量のモデルはご用意していません。

DP シリーズ Type K

単相専用モデルDP シリーズ単相モデル同等の機能・性能（多相システム化はできません。
）

同一単相モデルを3台組み合わせて三相システムを構成 可能

三相

海外向けモデルとして、2つのシリーズを用意。
海外生産拠点への持ち出しの場合などは、こちらのシリーズもご検討ください。

一部の機能を除いては、DP シリーズと同等の機能・性能、ラインナップ。

〜

単相3線

48 kVA

Type K＊2〜

多相 システム144 kVA

090T【DPシリーズとの相違点】
・ラインナップ ※左の一覧でご覧ください。
・アウトレット CPCS-CCC（中国向け）標準装備
・取扱説明書 英語
・輸出貿易管理令別表第1 非該当品

カスタム対応ラインナップされた機種の間の電力容量が必要な場合は、パワーユニットの数量を減らして対応します。

〜

マルチ相
045M

DPシリーズType R

060LM

20 ms
逆潮流対応

090M

120LM

180LM

20 ms
逆潮流対応

20 ms
逆潮流対応

20 ms
逆潮流対応

〜

単 相

回生・逆潮流
対応モデル

240LM

015RS 030RS 045RS 060RS 075RS 090RS

150RS

030RD

060RD

ご予算、設備の増設予定などにあわせて、ご提案します
ので、お問い合わせください。

20 ms
逆潮流対応

■多相システム180RS

同一単相モデルを2台組み合わせて
単相3線システムを構成可能

単相3線

18 kVA

360LM

36 kVA

後から、パワーユニットを増設して、容量アップすることも可能です。

〜

多相 システム36 kVA090RD

DP0120S×3

DP060S×3

DP480LS×3

三相 36 kVA

三相 18 kVA

三相 144 kVA

Type R

同一型名の単相モデルを2台組み合わせて
単相3線システム、3台組み合わせて三相システムを構築。

同一単相モデルを3台組み合わせて三相システムを構成可能

三相
045RT
3

〜

多相 システム54 kVA

DP060RS×2

単相 3 線 12 kVA

DP090RS×3
三相 27 kVA

システムケーブルで接続するだけなので、1台ずつで単相電源として運用することも
可能です。

090RT
4

プログラマブル交流電源
確かな出力特性

電流リミッタ機能

低ひずみで高い出力安定度を実現。さらに、大容量コンデンサ負荷に対しても安定動作。

ピーク値（正負）および実効値で電流を制限できる電流リミッタを多彩な出力モードと広い出力範囲で、お客様のご要求に確実にお応えします。

装備。負荷の異常動作によって過電流が発生した場合の保護に■ AC/DCモード

AC、ACDC、DC■ 出力電圧・周波数

100Vレンジ

200Vレンジ

分解能

出力電圧

0V〜160V

0V〜320V

0.1V

AC
DC

周波数

AC：40Hz〜550Hz ACDC：1Hz〜550Hz

0.01Hz

出力電圧−227V〜＋227V −454V〜＋454V

0.1V■ 出力電流変動±0.15V以内（75V〜150V）／±0.30V以内（150V〜300V）（出力電流を最大電流の０％〜100％に変化させた場合、DC, 45Hz〜65Hz）■ 最大ピーク電流

最大電流（実効値）の4倍または3倍（クレストファクタ4または3のコンデンサインプット型整流負荷に対応）■ 波形ひずみ率

0.5%以下

■効

77％以上

率

電力回生・逆潮流対応

40Hz〜550Hzの交流を出力するモード。出力の直流成分がキャンセルされますので、直流成分によってコアが磁気飽和を起こすトランスの試験にも対応可能です。
● ACDCモード

直流に交流成分を重畳、あるいは交流に直流成分を重畳（オフセット）
させる場合、1Hz〜40Hzの交流出力や、直流を含む信号を増幅する場合に使用するモード。電圧急変、位相急変などの一時的に直流成分が発生する
電源変動試験ではこのモードを使用します。DC-DCコンバータのノイズ重畳試験やコンデンサのリップル試験などが可能です。
● DCモード （単相モデル、マルチ相モデルの単相出力時のみ）直流のみを出力するモード。比較的低電圧の出力でも高いSN比を実現。
電流リミッタ機能と併用することで、直流電源として高いパフォーマンスを発揮します。

負荷：模擬整流負荷

また、突入電流が大きい負荷でも、リミッタで電流を制限すること

● 設定

90A

正負電流ピーク値、電流実効値■ 最大逆潮流許容量

自己復帰（連続）または出力オフ
出力オフまでのリミット状態継続時間

モータや大容量コンデンサなどの突入電流の制限に有効！

を指定可（1s〜10s、分解能1s）

時にも、安定した出力波形

コンデンサ負荷

抵抗負荷

コンデンサインプット型整流負荷

ピーク電流リミッタ：±30Aに設定

ピーク電流リミッタ：±10Aに設定

ピーク電流リミッタ：±10Aに設定

コンデンサに流れる電流を制限するため、電圧波形は三角波

一般的な
交流電源

電圧波形

電流波形

力行
回生（逆潮流）■ 逆潮流電力を交流電源内部で処理し＊系統への逆潮流なし

DPシリーズ負荷

電力会社との連系協議不要
逆潮流を伴う双方向インバータ・蓄電システムの評価に■ DCモード時の吸い込み（シンク）にも対応

電流が得られます。

系統模擬電源として最大出力電流（実効値）の40%（連続、30℃〜40℃）
最大出力電流（実効値）の50%（連続、30℃未満）
最大出力電流（実効値）の100%（3分間、40℃以下）

電圧

30A

●リミッタ動作DPシリーズはリミッタ動作可能です。吸い込んだ電力は系統に逆潮流せずに、電源内部で処理されます。

リミット設定値：＋30A

大きな電源を導入する必要がありません。

〜出力波形の比較〜

DPシリーズ Type Rは、負荷からの逆潮流（回生）電力を3分間100%、連続では50%吸い込むことが※ダイオードブリッジ、電解コンデンサ、
抵抗負荷の組合せ

リミット設定値：＋90A

で継続的な駆動が可能なので、突入電流に合わせて電力容量のピーク電流リミッタを使用した各種負荷の駆動
DPシリーズ Type R

シリーズ

ピーク電流リミットの活用例

有効です。

● ACモードDP

逆潮流時の計測表示
有効電力がマイナス表示になります。

充実の計測機能
電圧・電流・電力に加え、負荷力率・クレストファクタ、さらに40次までの高調波電流計測にも対応します。
また、稼動時のCO₂排出量を表示し、CO₂抑制対策をサポートします。
計測項目

計測値の画面表示は、ノーマル表示とシンプル表示の 2 種類。

■ 電圧：実効値、直流平均値、
ピーク値■ 負荷力率■ 電流：実効値、直流平均値、
ピーク値、■ クレストファクタ

使い方によってお選びください。

■ 同期周波数

ノーマル表示：ほぼすべての設定値と計測値を一画面表示（高調波電流計測は除く）
シンプル表示：
計測値 3 項目を選んで、大きく表示

ピークホールド値■ 電力：有効電力、皮相電力、無効電力＊1■ 高調波電流：40次までノーマル表示（外部信号入力 SYNCモード時）＊2■ CO2 排出量

＊1 IEC規格等に適合した計測ではありません＊2 12kVAモデルまで、ただしDP060LMおよびDP120LMを除く

設定範囲制限機能

電源投入時の自己診断機能と、通電動作中の保護機能によ

出力電圧の上限と周波数の上限・下限の設定範囲を制限し、り、電源を安心してご使用いただけます。異常が発生すると、誤操作等による負荷の故障を未然に防ぎます。出力電圧は異常状況をパネルに表示し、出力をオフします。

実効値または正負ピーク値で設定可能です。

通電動作中の保護機能■ 出力異常（過電圧、過電流）■ パワーユニット異常■ 内部制御異常■ 周囲温度の上昇や電源電圧の（操作パネルや通信）

シンプル表示周波数
上限
下限

低下による異常

見やすい大型ディスプレイでスムーズなパネル操作。頻繁に使う電圧や周波数の変更はワンキーで、配線により、負荷端では電圧降下が起こる場合があります。DP

テンキー・十字キー・ジョグシャトルによる数値設定など、作業効率の向上を重視しています。

シリーズは、設定した電圧を安定して供給するための機能を装備

メニューキー

出力電圧上限

リモートセンシング・AGC・オートキャル

操作性

レンジ切換えキー

アウトプット

メモリキー

周波数設定キーテンキー
ジョグシャトル
十字キー
ソフトキー

リモートコントローラコネクタ

USBメモリコネクタ● 5.7インチ液晶ディスプレイ
● 電圧、周波数などは、ワンキーで画面呼び出し● テンキー、十字キー、ジョグシャトル

リモートセンシング（Remote Sensing）

負荷端の電圧を検出＊● 角度を2段階に設定可能＊ 筐体タイプ Type5、Type5L、Type6、Type6Lでは設定できません
オプション

本体の操作パネルと同様の操作が可能です。
（ケーブル長：約3.5m）
DP008

リモートセンシングON
センシング入力端子計測および出力補正に用いる電圧検出点を出力端子電圧、センシング入力端子電圧のいずれかに切り換える機能。
AGC、オートキャルと併用して、出力電圧を補正。

で、数値を確実かつ速やかに設定

リモートコントローラ

リモートセンシングとAGCを使う場合しています。

操作パネル

電圧設定キー

電流リミッタ設定キー

5

保護機能

AGC（Automatic Gain Control）
検出点電圧と出力電圧実効値を一致させるよう、連続的に補正する機能。
負荷が変動しても、設定値と等しくなるよう自動補正。

オートキャル（Automatic Calibration）
オートキャルをオンするたびに検出点電圧を計測し、出力電圧実効値
が電圧設定値と等しくなるよう補正する機能。

表示
負荷端電圧

AGC ON

出力電圧補正電圧設定値＝負荷端電圧
出力端子

負荷

配線により電圧が降下しても、負荷端の電圧は設定値に保たれる

6

プログラマブル交流電源
シーケンス

電源変動試験

パワーユニット通電設定

周波数、電圧、時間などのパラメタをプログラムして順次出力

停電、電圧上昇、電圧降下、位相急変、周波数急変などの電源

DPシリーズは、パワー部を1.5kVAまたは2kVA単位＊

します。パネル面、リモートコントローラ（別売）または付属のラインの異常をシミュレーション。試作品の評価や製品検査にコントロールソフトウェアから設定します。ソフトウェアを使えば、おける各種電源変動試験に対応します。パネル面、リモートコント

長大で複雑な出力パターンも容易にプログラムできます。

ローラ（別売）または付属のコントロールソフトウェアから設定。
※本機能は、IEC等規格試験の本試験には対応していません。

DP

負荷容量にあわせて、パワーユニットを通電／非通電でユニット化。負荷容量に合わせて、パワーユニットの通電／非通電を設定できます。消費電力を抑えた
効率的な運転が可能です。万が一パワーユニットに故障が生じた場合、不具合のユニットを非通電にし、他のユニットだけで運転することも可能です。

シリーズ

単相6kVA

パワーユニット
4台内蔵

Unit1

Unit1

Unit2

Unit2

Unit3

Unit3

Unit4

単相3kVAの電源として使用

Unit4

設定画面

＊12kVAを超えるモデルではユニットあたりの電力容量が異なります。
※多相出力の場合、通電する各相のパワーユニット数は同一にします。

● ステップ数

最大255（1シーケンス内）

シーケンス設定● 設定項目

電源変動試験設定● ステップ数

ステップ時間、出力レンジ、AC/DCモード、直流電圧、交流電圧、周波数、波形、ステップ開始位相、ステップ終了位相、位相角、ステップ終端、
ジャンプ回数 など

各種インタフェースと外部制御入出力で、システム化や自動化に柔軟に対応します。

6（初期、定常1、移行1、異常、移行2、定常2）● 設定項目

インタフェース

ステップ時間、出力レンジ、交流電圧、周波数、ステップ開始位相、
ステップ終了位相、
トリガ出力 など

● シーケンス制御

形：正弦波● メモリ数 ：5（不揮発性）

開始、停止、ホールド、リジューム、ブランチ1、ブランチ2

低下時
70V

Keep
Sweep

Const

出力
電圧

Hold
Step 0

Step 1

Start操作

Step 2

Step 3時間

電圧上昇時

リア上部 ▼

USB

RS-232

外部制御入出力（CONTROL I/O）
● 制御入力：出力オン／オフ、シーケンス制御、メモリリコール（基本設定メモリ、シーケンス、電源変動試験）● ステータス出力：電源オン／オフ、出力オン／オフ、保護動作、
リミッタ動作、

電圧変化のシミュレーション例

出力パターン例

RS-232、USB、GPIBまたはLAN（LXI）（注文時指定）※LabVIEWドライバ標準添付● PLCなどからの制御可能●波● メモリ数 ：5（不揮発性）

インタフェース／外部制御入出力

出力レンジ、シーケンス・電源変動試験のステップ同期 など

正常時
100V

モニタ出力

CONTROL I/O

GPIB（またはLAN）

SYSTEM I/O

外部信号入力※機種によっては周辺機器接続用のコネクタを装備しています。
（P.9）

Sweep

電源入力（注文時指定）

Step 00.02秒

Stop操作

クリップ正弦波

0.5秒

電源入力はワールドワイド対応です。単相、三相3線、三相4線の中からご注文時10秒に指定いただきます。指定可能な電源入力は機種により異なります。
1.5kVA
容量◯
単相 100V〜230V＊
ー三相3線 200V〜220V
ー
三相4線 380V

3ｋVA

リア▶

（単相モデル）

4.5kVA〜12kVA 15ｋVA〜48kVA

◯

◯

ー

ー

◯

◯

◯

◯

任意波

ー
＊DP060LM、DP120LMの単相入力は200V〜230V

正弦波のピークをクリップさせた電圧波形を出力できます。

正弦波のほか任意波形も出力できます。任意波形は、付属の● 電源入力ケーブル（オプション）：電源入力、電力容量にあった電源入力ケーブルをご用意しています。

設定は、クレストファクタ（CF）またはクリップ率（ピーク値にコントロールソフトウェアを使用して簡単に作成できます。外部● ケーブルホルダ（オプション）

対するパーセント）で行います。

入力（AC100V〜230Ｖ）：電源入力ケーブルおよび出力ケーブルを固定するためのホルダです。

出力機種およびご注文時指定の電源入力によって異なります。

インタフェースまたはUSBメモリを介して、本体のメモリに保存して使用できます。

● CF設定範囲

1.10〜1.41（実効値補正あり）

電源出力● 振幅分解能：16bit● クリップ率設定範囲● 波形長：4096ワード

40.0%〜100.0%

単 相モデル（ 1 2 k V A 以 下 ）のフロントパネル 下 部には A C 出 力 アウトレット● メモリ数：16（不揮発性）● メモリ数 ：3（不揮発性）（NEMA 5-15:日本/北米向け）を2個装備。

フロント▶

（単相モデル）

ご注文時に欧州向け(CEE7)のご指定も可能です。
（欧州向けの場合、型名末尾に"E"がつきます。）
出力アウトレット▶データ作成・編集を容易にするソフトウェアを付属

コントロールソフトウェア▶

任意波形編集▶

出力の基本パラメタをPCで制御可能なコントロールソフトウェア。

便利な機能を満載
シーケンス編集

基本コントローラ ▼計測値のデータ取り込み、シーケンス・
電源変動試験・任意波形の作成・編集も可能です。

● USBメモリ● 波形モニタ

USBメモリによって、設定や波形データなどの書き込み/読み込みが可能です。多数の電源に同一の設定をしたり、コントロールソフトウェアで作成したデータの読み込みに便利です。

● メモリ機能

本体内部の不揮発性メモリに、各種設定を保存・読み出しができます。
● 電源投入後出力オン

電源投入時に、自動的に出力オンになる設定ができます。
基本パラメタを複数台に設定● 外部信号入力

電源変動試験編集▶

7

出力電圧または出力電流波形をモニタ可能。電流クランプなしで、オシロスコープによる電流波形観測ができます。

計測値のデータ取り込み ▲SYNC（信号源の周波数を外部信号に同期）、VCA（出力電圧設定を
直流信号で制御）、EXT（外部信号を増幅）、ADD（内部信号源に外部信号を加算）を装備しています。

● 出力リレー制御

出力オン／オフを高速に切り換えたい場合など、半導体スイッチによる出力オン／オフを選択できます。
● 出力オン／オフ位相設定

出力オン／オフ時の位相を0°〜359°で設定可能。突入電流の測定に。

8

プログラマブル交流電源

周辺機器・ソフトウェア
低周波イミュニティ試験ソフトウェア DP0408

各種規格試験に対応した周辺機器やソフトウェアを豊富に取りそろえています。
リファレンスインピーダンスネットワーク

30A
単相 2 線／単相 3 線
三相 3 線／三相 4 線

単相 2 線

50A

DPシリーズの出力インピーダンスを商用ラインのインピーダンスに75A● アナライザ接続用電圧・電流モニタ端子装備▶対応する試験
IEC 61000-3-3/IEC 61000-3-11/JIS C 61000-3-2、系統連系保護装置認証試験■ 主な仕様電流容量

DP416220A

単相 2 線

DP416320A

単相 2 線／単相 3 線／三相 3 線／三相 4 線

DP4164＊30A

単相 2 線／単相 3 線

DP416530A

単相 2 線／単相 3 線／三相 3 線／三相 4 線

DP4166＊50A

単相 2 線／単相 3 線

DP416750A

単相 2 線／単相 3 線／三相 3 線／三相 4 線

DP416875A

単相 2 線／単相 3 線

DP416975A

単相 2 線／単相 3 線／三相 3 線／三相 4 線

DP4162

出力形式
出力形式＊JISインピーダンスのみ対応のモデルあり※リファレンスインピーダンスネットワークと組み合せが可能な電源は、相あたり3kVA 以上のモデル、ただしマルチ相モデルの場合は 12kVA 以上のモデルが対象です。
※DP シリーズ /DP シリーズ Type R 専用モデルです。

対応規格

試験

IEC 61000-4-11 : 2004＊1

16A 以下の電圧ディップ，短時間停電，電圧変動試験

名称

高調波試験（オーバスイング），周波数スイープ試験，● フリッカ（電圧変動）試験を行う場合に、DPシリーズと組み合わせて使用。

フリッカ試験が可能● インピーダンスの値は、DPシリーズと本器を組み合わせた値で保証● 周波数2.4kHz（40次高調波相当）まで インピーダンス値を保証

型名

IEC規格で定められた試験条件で簡単に試験を実行できる

IEC 61000-4-13 : 2002 +A1 : 2009 +A2: 2015 組み合わせ高調波試験（フラットカーブ），組み合わせ● 75A以下で条件付き接続を必要とする機器を対象とした、電圧変動／■ ラインナップシリーズ

アプリケーションソフトウェアです。

近似させるための抵抗とインダクタンスの回路網です。
20A

DP

個別高調波試験，次数間高調波試験，マイスターカーブ試験
IEC 61000-4-14 : 1999 +A1 : 2001 +A2 : 2009 電圧変動イミュニティ試験
IEC 61000-4-17 : 1999 +A1 : 2001 +A2 : 2008 直流入力ポートのリプルイミュニティ試験
IEC 61000-4-27 : 2000 +A1 : 2009＊2

不平衡イミュニティ試験

IEC 61000-4-28 : 1999 +A1 : 2001 +A2 : 2009 電源周波数変動イミュニティ試験
IEC 61000-4-29 : 2000＊2

直流入力ポートの電圧ディップ，短時間停電，電圧変動試験

IEC 61000-4-34 : 2005 +A1 : 2009＊1

16A 超の電圧ディップ，短時間停電，電圧変動試験＊1 DP0408 では予備試験が行えます。本試験を行う場合は、電圧ディップシミュレータが必要です。
・単相の本試験では、単相試験用電圧ディップシミュレータが必要です。
・三相（相電圧試験、線間電圧試験）の本試験では、三相試験用電圧ディップシミュレータが必要です。
・本試験の場合、ピーク突入電流供給能力は、DP シリーズの出力容量によって制限されます。
＊2 一部の試験条件を満たさない場合があります。

DP4163

単相 2 線式
100V/200V/230V

単相 2 線式 100V/200V/230V
単相 3 線式 100V/200V
三相 3 線式 200V
三相 4 線式 400V
電流容量20Arms 80Apeak
各相あたり 20Arms 80Apeak
インピーダンス 0.4Ω＋0.37mH
単相 2 線式 0.4Ω＋0.37mH
0.38Ω＋0.46mH
0.38Ω＋0.46mH
0.4Ω＋jn0.25Ω
0.4Ω＋jn0.25Ω
（50Hz 電圧変動用）（50Hz 電圧変動用）
DEFEAT
単相 3 線式 0.19Ω＋0.23mH（×2）（ゼロインピーダンス）
0.21Ω＋0.14mH（×1）
三相 3 線式 0.19Ω＋0.23mH（×3）
三相 4 線式 （50Hz 電圧変動用）
0.24Ω＋jn0.15Ω
（×3）
0.16Ω＋jn0.1Ω
（×1）
DEFEAT（ゼロインピーダンス）
外形寸法（mm） 220（W）
×648（H）
×680（D） 440（W）
×648（H）
×680（D）
質量
約 45kg
約 110kg

電圧ディップ組み合わせ高調波（フラットカーブ）

組み合わせ高調波（オーバスイング）

周波数スイープ

個別高調波

次数間高調波マイスターカーブ

電圧変動イミュニティ

直流入力ポートのリプルイミュニティ

不平衡イミュニティ

電源周波数変動イミュニティ

直流入力ポートの電圧ディップ

詳細および上記機種以外の仕様については、お問い合わせ下さい。

電圧ディップシミュレータ

DPシリーズと低周波イミュニティ試験ソフトウェアを組み合わせて、単相または三相の電圧ディップ・短時間停電・電圧変動試験に対応します。
75A 三相システム

16A 単相16A 三相マスタ■16A以下の機器対象の試験
単相試験にはDP4172（1台）、三相試験には

DP4173（1台）とDP4172（2台）を使用■75A以下の機器対象の試験
単相試験にはDP4178（1台）、三相試験にはDP4179（1台）とDP4178（2台）を使用■ 動作環境▶対応する試験
IEC 61000-4-11/IEC 61000-4-34/JIS C 61000-4-11■ ラインナップ

型名

概要

DP4172

16A 単相DP4173

16A 三相マスタ

DP417875A 単相DP417975A 三相マスタ※DP シリーズ /DP シリーズ Type R 専用モデルです。

状態出力

DPシリーズとの接続について
リファレンスインピーダンスネットワークと電圧ディップ
シミュレータを使用するには、背面の専用コネクタ＊を介して接続します。

急変同期出力リア（DP120LM）▶

＊DP160LS/DP420LS/DP480LS/DP120LM/DP180LM/DP240LM/DP360LM のみ。
その他の機種との接続についてはお問い合わせください。

9

CONTROL SIGNALCONTROL IN

CPU：
1.6 GHz 以上
メモリ：
1 GB(32 bit) または 2 GB(64 bit)
ハードディスク空き容量：4 GB 以上
ディスプレイ：
1024×768 ピクセル以上
OS：
Windows7/8.1/10 (32 bit, 64 bit)
各 OS 日本語版 , 英語版 (Microsoft 社製 )ディスクドライブ：CD-ROMドライブ
インタフェース： USB2.0、RS232、または GPIB のいずれか一つ※GPIB インタフェースでは下記いずれかをご使用ください。
PCIe-GPIB ボード、PCIe-GPIB+ ボード、
USB-GPIB-HS/HS+ ( いずれも National Instruments 社製 )NI-VISA：系統連系試験ソフトウェア
カスタマイズ対応

各種分散型電源用パワーコンディショナの系統連系試験向けアプリケーション
ソフトウェアです。
▶系統連系保護装置認証試験、生産ライン向け自動試験等

仮想計測器ドライバ（National Instruments 社製）

大容量オートレンジ直流電源

WPシリーズ

系統連系試験のパワーコンディショナの入力用途に● 最大出力80V〜1950V● 5kW/10kW/15kW/18kW

3U筐体※千代田エレクトロニクス社製

10

プログラマブル交流電源

アプリケーション

DP

Specificationsシリーズ

単相モデル・多相モデル

Specifications

仕 様

特に指定がない場合は、以下の設定・条件で、少なくとも30分間のウォームアップ後にて規定します。
・負荷

単相および三相入力機器の試験

大型産業機器の試験

単相入力の電子機器や三相モータを一台で対応可能な

空調用冷却ユニット、医療機器、

マルチ相モデルをご用意。単相 / 単相 3 線 / 三相出力を切り大型印刷機、半導体製造装置など、換えて使用できるので多彩な試験が一台で可能です。

大型産業機器の各種試験に。

＊
また、20ms 以内なら 100% の逆潮流（回生）に対応します 。
＊DP060LM/DP120LM /DP180LM/DP240LM/DP360LM のみ：力率1の抵抗負荷

・信号源

：INT
（内部信号源）・出力電圧波形：正弦波

・リモートセンシング：オフ

・AGC／オートキャル ：オフ

最大三相 144kVA システムの構成が・電流リミッタ：工場出荷時設定

・出力端子：リアパネル出力端子台［set］
は設定値を示します。
「/」
で併記してある部分は、出力レンジによって仕様が変わることを表し、100Vレンジ仕様/200Vレンジ仕様という順番で示します。
各仕様において確度を示した数値は保証値です。確度のないものは公称値又は代表値(typ.と表示)です。

可能です。

三相モータ

■単相モデル・多相モデル（1.5kVA 〜 36kVA）
インバータ●モデル／システムについて
三相 144kVA▶マルチ相モデル▶大容量モデル

海外における試験・検査

蓄電システムの評価

海外拠点の生産ラインや評価試験などに。

電力ピークカットや災害対策などに用いられる蓄電システムの評価に。

●出力電圧・相などを変更して、仕向け地にあった評価試験に対応。

商用電源の模擬として、インバータを通して蓄電池への充電、
または●出力電圧は 160V/320V、新興国向けに広範囲の電源変動試験や、家電や系統への電力供給など様々な動作状態の評価が可能です。

高い信頼性が求められる社会インフラ向けに厳格な電源試験に。
＊●電源入力は単相、三相 3 線 200V、三相 4 線 380V から注文時指定 。
国内と同じモデルを拠点の設備にあわせて導入可能。
●輸出に適した海外（中国・アジア等）向けモデルもご用意。

蓄電池模擬電源もあわせてご提供可能です。

＊指定できる電源入力は機種によって異なります。

単相モデル

DP015S、DP030S、DP045S、DP060S、DP075S、
DP090S、DP105S、DP120S、DP240S、DP360S

単相3線モデル

DP030D、DP060D、DP090D、DP120D

三相モデル

DP045T、DP090T

多相システム

同一単相モデル2台で単相3線システム、3台で三相システムを構成（システムケーブルで接続）※多相システムでは、構成する単相モデルの仕様が各相の仕様です。
仕様の詳細については、
お問い合わせください■AC/DC モード、信号源
AC/DCモード
信号源

蓄電システム型 名
電力容量＊2形 式

蓄電池模擬電源負荷（家電等）

V2G / V2L の検証

エミッション試験およびイミュニティ試験向け交流電源としてEV 内蔵の蓄電池を用いた V2G や V2L の検証が豊富な納入実績。

進められています。

▶Type R

EVが接続される商用電源の模擬として、充電器の仕様にあわせて単相、単相 3 線および三相出力がお選びいただけます。

低周波イミュニティ試験
ソフトウエア DP0408
電圧ディップ
シミュレータ

被試験体

充電器

相電圧設定
設定分解能

電圧確度＊3最大電流＊4 ＊5
最大ピーク電流＊4 ＊6
負荷力率
周波数設定範囲
＊1
設定分解能
周波数確度
周波数安定度＊7
出力波形
出力オン位相＊8
出力オフ位相＊8位相角設定範囲
設定分解能
位相角確度＊9＊10
DCオフセット
電力容量＊2形 式
定格出力電圧
電圧設定範囲（不平衡モード） 設定分解能＊11
電圧確度＊12最大電流＊13
最大瞬時電流＊14
出力電圧安定度▶Type R

直流出力

負荷（家電等）定格出力電圧
出力レンジ
電圧設定範囲交流出力

低周波EMC試験

試験に必要な各種周辺機器およびソフトウェアを用意しています。

単相モデル
AC、
ACDC、DC
INT、VCA、SYNC、EXT、ADD

出力電圧波形ひずみ率
（相電圧）

11

単相3線モデル、三相モデル
AC、
ACDC
INT、VCA、SYNC■出力（単相モデル）

蓄電
インバータ

▶DP-Gシリーズ / DPシリーズ Type K

各項目について、特に指定がない場合は全モデルが対象です。

DP015S
DP030S
DP045S
DP060S
DP075S
DP090S
DP105S
DP120S
DP240S
DP360S
1.5kVA
3kVA
4.5kVA
6kVA
7.5kVA
9kVA
10.5 kVA
12kVA
24kVA
36kVA
単相2線
フローティング出力、Lo端子を接地して使用できます。
100V/ 200V
100V レンジ / 200V レンジ
0.0V〜160.0V/ 0.0V〜320.0V、
0.0Vp-p〜454.0Vp-p / 0.0Vp-p〜908.0Vp-p
（任意波）
0.1V
±
（0.5% of set + 0.6V/ 1.2V）
15A/7.5A 30A/15A 45A/22.5A 60A/30A 75A/37.5A 90A/45A 105A/52.5A 120A/60A 240A/120A 360A/180A
最大電流の4倍ピーク値
（Apk）
0〜1
（進相または遅相、45Hz〜65Hz、外部からの電力注入及び回生動作は行えません）
40.00Hz〜550.00Hz（AC モード）、1.00Hz〜550.00Hz（ACDC モード）
0.01Hz±0.01% of set（23℃±5℃）±0.005%
正弦波、任意波（16 種類）、クリップ正弦波（3種類）
0.0°〜359.9°可変（設定分解能 0.1°）
0.0°〜359.9°可変（設定分解能 0.1°
、有効/無効選択可能）
0.0°〜359.9°（単相モデルで多相システムを構築した場合のみ）
0.1°（単相モデルで多相システムを構築した場合のみ）
45Hz〜65Hz: ±1.0°/40Hz〜550Hz: ±2.0°±20mV以内（typ. 微調整可能）
1.5kW
3 kW
4.5kW
6 kW
7.5kW
9 kW
10.5 kW
12kW
24kW
36kW
フローティング出力、Lo端子を接地して使用できます。
100V / 200V
−227.0V〜+227.0V/−454.0V〜+454.0V
0.1V±（ 0.5% of set + 0.6V/ 1.2V）
15A/7.5A 30A/15A 45A/22.5A 60A/30A 75A/37.5A 90A/45A 105A/52.5A 120A/60A 240A/120A 360A/180A
最大電流の4倍ピーク値
（Apk）
＊15
入力電圧変動（相電圧）: ±0.15% 以内（DP240S、DP360Sはtyp.）＊16
出力電流変動（相電圧）: ±0.15V/±0.30V以内（DC）、±0.15V/±0.30V以内（45Hz〜65Hz）、±0.5V/±1.0V以内（40Hz〜550Hz）＊17
周囲温度変動（相電圧）: ±0.01%/℃以内（typ.）0.5% 以下（40Hz〜550Hz、定格出力電圧の 50% 以上、
最大電流以下、AC および ACDC モード、
THD+N）

12

Specifications

Specifications

単相モデル・多相モデル

単相モデル・多相モデル■出力（多相モデル）
型

名

■計測機能
単相3線
三相

DP030D

DP060D

DP090D

DP120D

電力容量＊2形 式

DP090T
9 kVA

電力＊13 : 定格出力電圧以上の場合は、電力容量以下になるよう制限（減少）されます。交流重畳がある場合は、
直流 + 交流の実効電流値が最大電流以内となります。周囲温度 40℃以上の場合、最大電流が減少する場合があります。
＊14 : 瞬時＝2ms 以内、定格出力電圧時＊15 : 単相入力の場合、1.5kVA、3kVA、4.5kVA モデルは電源入力 90V 〜 250V、6kVA 以上のモデルは電源入力
170V 〜 250V、電源入力 200V 時基準。三相 3 線入力の場合、電源入力 170V〜250V、電源入力 200V 時基準。三相 4 線入力の場合、電源入力 323V〜433V、電源入力 380V 時基準。
最大電流となる抵抗負荷、定格
出力電圧、DC（単相モデル）
または 45Hz 〜 65Hz にて。
入力電源電圧変動直後の過渡状態は含みません＊16 : 出力電流を最大電流の 0% から +100% に変化させた場合。
出力電圧 75V 〜 150V / 150V 〜 300V、無負荷時基準。
ただし定格出力電圧以上の場合、最大電流は電力容量により制限されます。
＊17 : 電源入力 200V
（単相入力、三相 3 線入力）又は 380V（三相 4 線入力）、無負荷、定格出力電圧、DC( 単相モデル）
または 45Hz 〜 65Hz にて。

電流[V]＝Vrms、[A]＝Arms。
: 断りなき場合は、: 電源入力が単相 170V 以下の場合、6kVA 以上のモデルでは電力容量に制限があります。
: 10V 〜 150V/20V 〜 300V、正弦波、無負荷、45Hz 〜 65Hz、直流電圧設定 0V、23℃±5℃の場合: 単相 3 線、三相については、相電流の場合: 定格出力電圧以上の場合は、電力容量以下になるよう制限（減少）されます。
直流重畳がある場合は、交流 + 直流の実効電流値が最大電流以内となります。
40Hz 以下又は 400Hz 以上、および周囲温度 40℃以上の場合、最大電流が減少する場合があります。
＊6 : コンデンサインプット型整流負荷（クレストファクタ =4）、定格出力電圧時、45Hz 〜 65Hz にて。
＊7 : 45Hz 〜 65Hz、定格出力電圧、無負荷および最大電流となる抵抗負荷、動作温度範囲にて。
＊8 : 多相システムおよび多相モデルでは L1 相に対して設定、他相は位相角設定分が加算されます。
＊9 : 多相システムおよび多相モデル、
50V 以上、正弦波、全相の負荷条件および電圧設定が同一の場合＊10 : AC モード、23℃±5℃の場合＊11 : 単相モデルのみ。断りなき場合は、[V]＝Vdc、[A]＝Adc、極性は Lo 端子基準
＊12 : −212V 〜−10V、＋10V 〜＋212V/−424V 〜−20V、＋20V 〜＋424V、無負荷、交流設定 0V、23℃ ±5℃の場合

名

電圧

交流出力

3 kVA
6 kVA
9 kVA
12kVA
単相3線
フローティング出力、N端子を接地して使用できます。
設定モード
平衡モード、不平衡モード相電圧 : 100V / 200V
定格出力電圧
出力レンジ
100V レンジ / 200V レンジ
電圧設定範囲（任意波）
相電圧設定
0.0V〜160.0V / 0.0V〜320.0V、
0.0Vp-p〜454.0Vp-p / 0.0Vp-p〜908.0Vp-p
平衡モードは全相一括、不平衡モードは個別
0.0V〜277.2V / 0.0V〜554.2V
線間電圧設定 0.0V〜320.0V / 0.0V〜640.0V
平衡モードかつ正弦波のみ
設定分解能
相電圧設定： 0.1V、線間電圧設定： 0.2V
電圧確度＊3相電圧: ±（0.5% of set + 0.6V / 1.2V）
15A/7.5A
30A/15A
45A/22.5A
60A/30A
15A/7.5A
30A/15A
最大電流＊4 ＊5＊1
最大ピーク電流＊4 ＊6
最大電流の4倍ピーク値
（Apk）
負荷力率
0〜1
（進相または遅相、45Hz〜65Hz、外部からの電力注入及び回生動作は行えません）
周波数設定範囲
40.00Hz〜550.00Hz（AC モード）、1.00Hz〜550.00Hz（ACDC モード）
設定分解能
0.01Hz
周波数確度±0.01% of set（23℃±5℃）
周波数安定度＊7±0.005%
出力波形
正弦波、
任意波
（16 種類）、クリップ正弦波（3種類）
出力オン位相＊80.0°〜359.9°可変（設定分解能0.1°）
0.0°〜359.9°可変（設定分解能0.1°、有効/無効選択可能）
出力オフ位相＊8
L2 相 : 120.0°±35.0°、L3 相 : 240.0°±35.0°
位相角設定範囲
L2 相 : 180.0°±35.0°（不平衡モード） 設定分解能0.1°
位相角確度＊9 45Hz〜65Hz: ±1.0°、
40Hz〜550Hz: ±2.0°
DCオフセット＊10±20mV以内（typ. 微調整可能）＊15
出力電圧安定度
入力電圧変動（相電圧）: ±0.15% 以内＊16
出力電流変動（相電圧）: ±0.15V/±0.30V 以内（45Hz〜65Hz）、±0.5V/±1.0V以内（40Hz〜550Hz）＊17
周囲温度変動（相電圧）: ±0.01% / ℃以内（typ.）
出力電圧波形ひずみ率（相電圧）0.5% 以下（40Hz〜550Hz、定格出力電圧の 50% 以上、
最大電流以下、AC および ACDC モード）
＊1
＊2
＊3
＊4
＊5

単相
単相3線
三相
ノーマル
表 示
シンプル
実効値
（rms）
フルスケール
分解能
直流平均値（avg） フルスケール（単相出力のみ）
分解能＊20
フルスケール
ピーク値（pk）
max/min 個別表示 分解能
実効値
（rms）
フルスケール
分解能
直流平均値（avg） フルスケール（単相出力のみ）
分解能
＊21
ピーク値
（pk）
フルスケール
max/min 個別表示
分解能
ホールド
有効
（W）
フルスケール
分解能
＊23
皮相
（VA）
フルスケール
分解能
＊22
＊23
無効
（var）
フルスケール
分解能
負荷力率＊23
計測範囲
分解能
負荷クレストファクタ
計測範囲
分解能
表示範囲
同期周波数
（SYNCモードのみ）
分解能
高調波電流＊24
計測範囲
rms/％表示
フルスケール型

DP045T
4.5 kVA
三相4線（Y結線）

排出CO2 表示分解能
表示範囲

DP015S
DP030S
DP045S
DP060S
DP075S
DP090S
DP105S
DP120S
DP240S
DP360S
DP030D
DP060D
DP090D
DP120D
DP045T
DP090T
相ごとの一覧
3項目拡大
250.0V/ 500.0V 線間電圧表示（正弦波のみ）: 単相 3 線 500.0V/ 1000.0V、
三相 4 線 433.0V /866.0V
0.1V±250.0V/±500.0V
0.1V±250.0V/±500.0V
0.1V
20A/ 10A 40A/ 20A 60A/ 30A 80A/ 40A 100A/50A 120A/60A 140A/70A 160A/80A 320A/160A 480A/240A
0.01A
0.1A
±20A/
±40A/
±60A/
±80A/
±100A/±120A/±140A /
±160A /
±320A /
±480A /
±10A
±20A
±30A
±40A
±50A
±60A
±70A
±80A
±160A
±240A
0.1A
0.01A
±160A/±240A/±320A/±400A/±480A/±560A /
±640A / ±1280A / ±1920A /
±80A/
±80A
±120A
±160A
±200A
±240A
±280A
±320A
±640A
±960A
±40A
0.01A
0.1A
max 及び min の最大値を極性つきで保持（クリア機能あり）
1800W
3600W
5400W
7200W
9000W
10800W
12600W
14400W
28800W
43200W
0.1W/ 1W
（1000W 以上）
1W
2250VA
4500VA
6750VA
9000VA
11250VA 13500VA 15750VA 18000VA 36000VA 54000VA
0.1VA/ 1VA（1000VA 以上）
1VA
2250var4500var6750var
9000var
11250var 13500var 15750var 18000var 36000var 54000var
0.1var/ 1var
（1000var 以上）
1var
0.00〜1.00
0.01
0.00〜50.00
0.01
38.0Hz〜525.0Hz
0.1Hz
基本波の 40 次まで
20A/10A、 40A/20A、 60A/30A、 80A/40A、 100A/50A、 120A/60A、 140A/70A、 160A/80A、 320A/160A、 480A/240A、
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0.01A、0.1％
0.1A、
0.1％
または積算
（t CO2 、クリア可能）
を表示
内部損失分または出力電力分の瞬時（kgCO2/ h）
CO2 排出係数 : 可変（分解能 0.000001t CO2 / kWh）

＊20 : 多相システムおよび多相モデルの多相出力は相電圧に対して＊21 : 出力電流が最大電流の 5% 〜 100% の場合
多相システムおよび多相モデルの多相出力は相電流に対して＊22 : 正弦波、
出力電圧 50V 以上、出力電流が最大電流に対して 10% 以上の場合
多相システムおよび多相モデルの多相出力は各相に対して多相システムおよび多相モデルの多相出力は全相合計表示が可能＊23 : DC モードを除く＊24 : AC‑INT モード、基本波 50Hz/60Hz のみ、相電流に対して
IEC 規格などに適合した測定ではありません。

■パワーユニット通電設定■電源入力（4.5kVA以上のモデルはご注文時に電源入力を選択できます）
型

名

電

圧＊18

単相
単相3線
三相
単相
三相3線
三相4線

周波数
力 率＊19
効 率＊19最大消費電力DP015S

DP030S
DP030D

DP045S

DP060S
DP060D

DP090S
DP090D
DP090T

DP105S

DP120S
DP120D

DP045T
過電圧カテゴリⅡ
100V〜230V±10%（250V 以下）
200V〜220V±15%（250V 以下）
380V±15%（433V 以下）
50Hz±2Hz または 60Hz±2Hz
0.95 以上（typ. 電源入力100V 時）、
0.90 以上（typ. 電源入力 200V 時）
77% 以上（typ. 電源入力 200V 時）
2.25kVA以下 4.5 kVA以下 6.75kVA以下 9 kVA以下 11.25kVA以下 13.5kVA以下 15.75kVA以下 18 kVA以下＊18 : 電源入力が単相 170V 以下の場合、6kVA 以上のモデルでは、出力容量が 4.5VA（W）に制限されます。

13型

DP075S

DP240S

DP360S

0.90 以上（typ.）
77% 以上（typ.）
36 kVA以下 54 kVA以下

名

単相
単相3線
三相
ユニット当たりの最大出力容量通電設定可能ユニット数

DP030S

DP045S

DP060S

DP075S

DP090S

DP105S

DP120S

DP240S

DP360S2

3

4

1.5 kVA
5

6

7

8

3kVA
8

4.5kVA
8型

DP060D
DP090T

DP090D

DP120D

1 .5 kVA
3
（相毎）

4
（相毎）

名

単相3線
三相
ユニット当たりの最大出力容量通電設定可能ユニット数

2（相毎）※DP015S、DP030D、DP045Tは設定不可＊19 : AC‑INT、定格出力電圧、最大電流となる抵抗負荷、45Hz 〜 65Hz 出力の場合

14

Specifications

Specifications

単相モデル・多相モデル

大容量・短時間逆潮流対応モデル■大容量・短時間逆潮流対応モデル（16kVA / 42kVA / 48kVA）●モデル／システムについて■電流リミッタ
型

名

ピーク値
リミッタ

単相
単相3線
三相
設定範囲
（ピーク値）

正電流
負電流

実効値
リミッタ

型

設定範囲
（ピーク値）

分解能
リミッタ動作
設定範囲(実効値）
分解能
リミッタ動作

名

ピーク値
リミッタ

実効値
リミッタ

単相
三相3線
三相
設定範囲
（ピーク値）
設定範囲（ピーク値）

正電流
負電流

分解能
リミッタ動作
設定範囲(実効値）
分解能
リミッタ動作

DP015S
DP030S
DP045S
DP060S
DP075S
DP060D
DP090D
DP120D
DP030D
DP045T
DP090T＋15.0A〜＋126.0A/ ＋22.5A〜＋189.0A/ ＋30.0A〜＋252.0A/ ＋37.5A〜＋315.0A/＋7.5A〜＋63.0A/＋7.5A〜＋63.0A＋11.2A〜＋94.5A＋15.0A〜＋126.0A＋18.7A〜＋157.5A＋3.7A〜＋31.5A−126.0A〜−15.0A/ −189.0A〜−22.5A/ −252.0A〜−30.0A/ −315.0A〜−37.5A/−63.0A〜−7.5A/−63.0A〜−7.5A−94.5A〜−11.2A−126.0A〜−15.0A−157.5A〜−18.7A−31.5A〜−3.7A
0.1A
自動復帰
（連続）
またはリミット状態が指定時間（指定範囲 1s〜10s、分解能 1s）続いた場合に出力オフかを選択。
0.8A〜15.8A /1.5A〜31.5A /2.3A〜47.3A /3.0A〜63.0A /3.8A〜78.8A/
0.8A〜7.9A
1.5A〜15.8A
2.3A〜23.7A
3.0A〜31.5A
3.8A〜39.4A
0.1A
自動復帰
（連続）
またはリミット状態が指定時間（指定範囲 1s〜10s、分解能 1s）続いた場合に出力オフかを選択。
DP090S

DP105S

DP120S

DP240S

DP160LS、DP420LS、DP480LS

多相システム

同一単相モデル2台で単相3線システム、3台で三相システムを構成（システムケーブルで接続）※多相システムでは、構成する単相モデルの仕様が各相の仕様です。
仕様の詳細については、
お問い合わせください■ AC/DC モード、信号源

型＋45.0A〜＋378.0A/ ＋52.5A〜＋441.0A/ ＋60.0A〜＋504.0A/ ＋120.0A〜＋1008.0A/ ＋180.0A〜＋1512.0A/＋22.5A〜＋189.0A＋26.2A〜＋220.5A＋30.0A〜＋252.0A＋60.0A〜＋504.0A＋90.0A〜＋756.0A−378.0A〜−45.0A/ −441.0A〜−52.5A/ −504.0A〜−60.0A/ −1008.0A〜−120.0A/ −1512.0A〜−180.0A/−189.0A〜−22.5A−220.5A〜−26.2A−252.0A〜−30.0A−504.0A〜−60.0A−756.0A〜−90.0A
0.1A
自動復帰
（連続）
またはリミット状態が指定時間（指定範囲 1s〜10s、分解能 1s）続いた場合に出力オフかを選択。
4.5A〜94.5A /5.3A〜110.3A /6.0A〜126.0A /12.0A〜252.0A /18.0A〜378.0A /4.5A〜47.3A
5.3A〜55.2A
60.A〜63.0A
12.0A〜126.0A
18.0A〜90.0A
0.1A
自動復帰
（連続）
またはリミット状態が指定時間（指定範囲 1s〜10s、分解能 1s）続いた場合に出力オフかを選択。

交流出力■安全性および EMC 適合
DP015S、DP030S、DP030D、DP045S、DP045T、DP060S、DP060D、DP075S、DP090S、DP090T、DP105S、DP120S（CEマーキング対応モデル）
EN 61010-1:2010、
汚染度 2
EN 61326-1:2013（Class A）※強い放射無線周波電磁界や放射無線周波伝導性妨害を受けた場合、LEDや計測値の誤表示が発生することがあります。

■一般事項
型

名

単相
単相3線
三相
耐電圧及び絶縁抵抗
動作温度・湿度範囲
外形寸法（W×H×D）
mm
筐体タイプ（P.26）
質 量
付属品

DP015S

DP030S
DP030D

DP045S

DP060S
DP060D

DP075S

DP090S
DP105S
DP120S
DP240S
DP360S
DP090D
DP120D
DP045T
DP090T
AC1500V または DC2130V 1 分間、30MΩ以上（DC500V）（電源入力 対 出力・筐体一括間、電源入力・筐体一括 対 出力間）
0℃〜+50℃，
5%〜85%RH（ただし、
絶対湿度は1〜25g/m³、
結露がないこと）
860×1463 1290×1463
430×398×562
430×665×562
430×1021×562
430×1287×562
×649
×649
Type1
Type2
Type3
Type4
約38kg
約50kg
約70kg
約8 2 k g
約110kg
約125kg
約140kg
約155kg＊
取扱説明書、コントロールソフトウェア、LabVIEWドライバ、
スタビライザ（7.5kVA 以上のモデルのみ）

Type5
約345kg

多相システム
AC、ACDC

INT、VCA、SYNC、EXT、ADD INT、VCA、SYNC■出力 交流出力では、断りなき場合[V]=Vrms、[A]=Arms。直流出力では、断りなき場合[V]=Vdc、[A]=Adc。

※パワーユニット通電設定によりユニット数を増減した場合は、容量に対応した最大設定値となります。
（例：6kVAモデルで3ユニットのみ稼動とした場合は、4.5kVAモデルの最大設定値となります。）

型 名
安全性
EMC

単体
AC、ACDC、DC

AC/DCモード
信号源

DP360S▶シーケンス、電源変動試験、コントロールソフトウエア、各種機能はDPシリーズ共通仕様（P.25）を御覧ください。

各項目について、特に指定がない場合は全モデルが対象です。

単相モデル

Type6
約510kg＊ DP240S、DP360S には付属しません

DP160LS

直流出力

DP420LS
DP480LS
多相システム多相システム多相システム単体
単体
単相3線：84kVA
単相3線：96kVA
電力容量
42kVA
単相3線：32kVA
48kVA
16kVA
三相4線：126kVA
三相4線：144kVA
三相4線：48kVA
単相3線、三相4線（Y結線） 単相2線
単相3線、三相4線（Y結線）
形式
単相3線、三相4線（Y結線） 単相2線
単相2線
フローティング出力、中性点 フローティング出力、
フローティング出力、中性点
フローティング出力、中性点 フローティング出力、
フローティング出力、Lo端子を接地して使用可 (N端子)を接地して使用可 Lo端子を接地して使用可 (N端子)を接地して使用可 Lo端子を接地して使用可 (N端子)を接地して使用可
平衡モード、不平衡モード
平衡モード、不平衡モード
設定モード＊1
平衡モード、不平衡モード
定格出力電圧100Vレンジ / 200Vレンジ
電圧設定範囲＊2
0.0V〜160.0V / 0.0V〜320.0V
0.0Vp-p〜454.0Vp-p / 0.0Vp-p〜908.0Vp-p（任意波）
設定分解能 0.1V
電圧確度＊3±（0.5% of set ＋ 0.6V /1.2V）
線間電圧設定範囲＊4
単相3線：0.0V〜320.0V /単相3線：0.0V〜320.0V /単相3線：0.0V〜320.0V /0.0V〜640.0V
0.0V〜640.0V
0.0V〜640.0V
三相4線：0.0V〜277.2V /三相4線：0.0V〜277.2V /三相4線：0.0V〜277.2V /0.0V〜554.2V
0.0V〜554.2V
0.0V〜554.2V
設定分解能
0.2V
0.2V
0.2V
最大電流＊5420A / 210A
160A / 80A
480A / 240A
最大ピーク電流＊6
最大電流の3倍ピーク値（Apk）
最大電流の4倍ピーク値（Apk）
短時間逆潮流＊7＊8
最大電流(実効値)の100%以下 (逆潮流時間≦20ms，
非連続，40℃以下)
負荷力率
0〜1（進相又は遅相、
45Hz〜65Hz）
周波数設定範囲
40.00Hz〜550.00Hz（ACモード）1.00Hz〜550.00Hz（ACDCモード）
設定分解能 0.01Hz
周波数確度±0.01% of set（23℃±5℃）
周波数安定度＊9±0.005%電圧周波数特性＊10
±1%
出力波形
正弦波、
任意波
（16 種類）、クリップ正弦波（3種類）
出力オン位相設定範囲＊11 0.0°〜359.9°可変
設定分解能 0.1°
出力オフ位相設定範囲＊11 0.0°〜359.9°可変（有効/無効選択可能）
設定分解能 0.1°位相角設定範囲＊12
単相3線 L2相：0.0°〜359.9°
単相3線 L2相：0.0°〜359.9°
単相3線 L2相：0.0°〜359.9°
三相4線 L2相：0.0°〜359.9°
三相4線 L2相：0.0°〜359.9°
三相4線 L2相：0.0°〜359.9°
L3相：0.0°〜359.9°
L3相：0.0°〜359.9°
L3相：0.0°〜359.9°
0.1°
0.1°
0.1°
設定分解能
位相角確度＊13
45Hz〜65Hz：±1.0°
45Hz〜65Hz：±1.0°
45Hz〜65Hz：±1.0°
40Hz〜550Hz：±2.0°
40Hz〜550Hz：±2.0°
40Hz〜550Hz：±2.0°
DCオフセット＊14±20mV以内（typ.）微調整可能
形式
フローティング出力、
フローティング出力、
フローティング出力、Lo端子を接地して使用可
Lo端子を接地して使用可
Lo端子を接地して使用可定格出力電圧100V / 200V
100V / 200V
100V / 200V
電圧設定範囲−227.0V〜＋227.0V /−227.0V〜＋227.0V /−227.0V〜＋227.0V /−454.0V〜＋454.0V−454.0V〜＋454.0V−454.0V〜＋454.0V
設定分解能 0.1V
0.1V
0.1V
電圧確度＊15±（￨0.5% of set￨±（￨0.5% of set￨±（￨0.5% of set￨
+ 0.6V / 1.2V
+ 0.6V / 1.2V
+ 0.6V / 1.2V
最大ソース電流＊16160A / 80A
420A / 210A
480A / 240A
最大瞬時ソース電流＊17 最大ソース電流の最大ソース電流の最大ソース電流の4倍ピーク値（Apk）
3倍ピーク値（Apk）
3倍ピーク値（Apk）
短時間シンク電流＊18
最大ソース電流の100%以下
最大ソース電流の100%以下
最大ソース電流の100%以下(シンク時間≦20 ms、非連続、(シンク時間≦20 ms、非連続、(シンク時間≦20 ms、非連続、40℃以下）
40℃以下）
40℃以下）
電力容量
16kW
42kW
48kW
名

単体

■出力電圧安定度・ひずみ率
入力電圧変動＊19
出力電流変動＊20

周囲温度変動＊21
出力電圧波形ひずみ率＊2215±0.15%以内 (typ.)±0.15V / ±0.30V以内（DC）±0.15V / ±0.30V以内（DC）±0.15V / ±0.30V以内（DC）±0.15V / ±0.30V以内±0.15V / ±0.30V以内 ±0.15V / ±0.30V以内±0.15V / ±0.30V以内 ±0.15V / ±0.30V以内±0.15V / ±0.30V以内（45Hz〜65Hz）（45Hz〜65Hz）（45Hz〜65Hz）（45Hz〜65Hz）（45Hz〜65Hz）（45Hz〜65Hz）±0.5V / ±1.0V以内±0.5V / ±1.0V以内 ±0.5V / ±1.0V以内±0.5V / ±1.0V以内±0.5V / ±1.0V以内±0.5V / ±1.0V以内（40Hz〜550Hz）（40Hz〜550Hz）（40Hz〜550Hz）（40Hz〜550Hz）（40Hz〜550Hz）（40Hz〜550Hz）±0.01% / ℃ 以内 (typ.)0.5％以下16

Specifications

Specifications

大容量・短時間逆潮流対応モデル

大容量・短時間逆潮流対応モデル

■電源入力
型 名
電 圧
周波数
力 率＊23
効 率＊23
最大消費電力■電流リミッタ
DP160LS
DP420LS
DP480LS
多相システム多相システム多相システム
単体
単体
単体
過電圧カテゴリⅡ 三相3線 200V〜220V ±15 %（250V以下）
または三相4線 380V±15 %（433V以下）
いずれかご注文時選択
50Hz ±2Hzまたは60Hz ±2Hz
0.90以上（typ.）
77%以上（typ.）
単相3線：48kVA以下 63kVA以下
単相3線：126kVA以下 72kVA以下
単相3線：144kVA以下
24kVA以下
三相4線：72kVA以下
三相4線：189kVA以下
三相4線：216kVA以下

名※パワーユニット通電設定によりユニット数を増減した場合は、容量に対応した最大設定値となります。

■計測機能
型

DP420LS
DP480LS
DP160LS
単体
単体
多相システム多相システム単体
多相システム
正電流 設定範囲(ピーク値）＋80.0A〜＋672.0A / ＋40.0A〜＋336.0A +210.0A 〜 +1323.0A / +105.0A 〜 +661.5A +240.0A 〜 +1512.0A / +120.0A 〜 +756.0A
ピーク値 負電流 設定範囲(ピーク値）−672.0A 〜 −80.0A / −336.0A 〜 −40.0A −1323.0A 〜 −210.0A / −661.5A 〜 −105.0A −1512.0A 〜 −240.0A / −756.0A 〜 −120.0A
リミッタ 分解能
0.1A
リミッタ動作
自動復帰（連続）またはリミット状態が指定時間（指定範囲1s〜10s、分解能1s）
続いた場合に出力オフかを選択
設定範囲(実効値）
8.0A 〜 168.0A / 8.0A 〜 84.0A
21.0A 〜 441.0A / 21.0A 〜 220.5A
24.0A 〜 504.0A / 24.0A 〜 252.0A
実効値
分解能
0.1A
リミッタ
リミッタ動作
自動復帰（連続）またはリミット状態が指定時間（指定範囲1s〜10s、分解能1s）
続いた場合に出力オフかを選択型

名DP160LS
DP420LS
DP480LS単体
多相システム単体
多相システム単体
多相システム
表 示
高調波電流計測を除く、ほぼ全ての計測値と設定値を1画面に表示
ノーマル
計測値について、高調波電流計測を除くすべての計測値のなかから3項目を大きく表示
シンプル： 250.0V / 500.0V 線間電圧表示（正弦波のみ）： 250.0V / 500.0V 線間電圧表示（正弦波のみ）
：
実効値
（rms）
フルスケール 250.0V / 500.0V 線間電圧表示（正弦波のみ）
単相3線
単相3線
単相3線
500.0V / 1000.0V、
500.0V / 1000.0V、
500.0V / 1000.0V、
三相4線
三相4線
三相4線
433.0V / 866.0V
433.0V / 866.0V
433.0V / 866.0V
電圧
＊24
0.1V
分解能
±250.0V / ±500.0V±250.0V / ±500.0V
直流平均値（avg） フルスケール ±250.0V / ±500.0V
0.1V
0.1V
0.1V
分解能
ピーク値
（pk）
フルスケール ±250.0V / ±500.0V
0.1V（max/min個別表示）分解能
640A / 320A
560A / 280A
実効値
（rms）
フルスケール 213.3A / 106.7A
0.1A
分解能±640A / ±320A±560A / ±280A
直流平均値（avg） フルスケール ±213.3A / ±106.7A
電流
0.1A
0.1A
0.1A
分解能
＊25
±2560A / ±1280A±2240A / ±1120A
ピーク値
（pk）
フルスケール ±853.3A / ±426.7A
0.1A（max/min個別表示）分解能｜max｜及び｜min｜の最大値を極性つきで保持（クリア機能あり）
ホールド
57600W
50400W
有 効（W）
フルスケール 19200W
1W
分解能
＊27
72000VA
63000VA
皮 相（VA）
フルスケール 24000VA
電力
＊26
1VA
分解能
＊27
72000var
63000var
無 効（var）
フルスケール 24000var
1var
分解能
0.00〜1.00
計測範囲
負荷力率＊270.01
分解能
0.00〜50.00
計測範囲
負荷クレストファクタ
0.01
分解能
38.0Hz〜525.0Hz
表示範囲
同期周波数
0.1Hz
分解能
（信号源SYNCのみ）
基本波の40次まで
計測範囲
高調波電流＊28
640A / 320A、100%560A / 280A、100%
フルスケール 213.3A / 106.7A、100%rms/％表示0.1A、0.1%
分解能＊ 1 ：多相システムのみ＊ 2 ：多相システムでは相電圧設定に対して。平衡モードでは全相一括、不平衡モードでは各相個別に設定＊ 3 ：10V 〜 150V / 20V 〜 300V，
正弦波，
無負荷，
45Hz 〜 65Hz，
直流電圧設定 0V，
23℃±5℃の場合。
多相システムでは相電圧設定に対して。
＊ 4 ：線間電圧設定は，多相システムの平衡モードで波形が正弦波のときのみ可能。
＊ 5 ：定格出力電圧以上の場合は，電力容量以下になるよう制限（減少）される。直流重畳がある場合は，交流 +直流の実効電流
値が最大電流以内。40Hz 以下または 400Hz 以上，
およ び周囲温度 40℃以上では，最大電流が減少する場合がある。
＊ 6 ：コンデンサインプット型整流負荷（クレストファクタ = 4または3），定格出力電圧時，
45Hz 〜 65Hz にて。
＊ 7 ：定格出力電圧，
50Hzまたは60Hzの場合。定格出力電圧以上の場合，電力容量の100%以内に制限される。
周囲温度40℃以上または逆潮流の繰り返し間隔が 15分以下では，
短時間逆潮流が減少する場合がある。
＊ 8 ：短時間逆潮流を超える外部からの電力注入および回生動作は行えない。
＊ 9 ：45Hz 〜 65Hz，定格出力電圧，
無負荷および最大電流となる抵抗負荷，動作温度範囲にて。
＊10：40Hz 〜 550Hz，正弦波，
定格出力電圧，
55Hzにて最大電流となる抵抗負荷にて，55Hz基準。
＊11：多相システムでは L1相に対する設定。他相は位相角設定分が加算される。
＊12：多相システムの不平衡モードでのみ設定可能。
＊13：50V以上，正弦波，全相の負荷条件及び電圧設定が同一の場合＊14：ACモード，
23℃ ± 5℃の場合＊15：−212V 〜−10V，+10V〜 +212V / −424V 〜−20V，+20V〜 +424V，無負荷，交流設定 0V，23℃±5℃の場合＊16：定格出力電圧以上の場合は，電力容量以下になるよう制限（減少）される。交流重畳がある場合は，直流+交流の実効電流値が最大ソース電流以内。周囲温度40℃以上では最大ソース電流が減少する場合がある。

▶シーケンス、電源変動試験、コントロールソフトウエア、各種機能はDPシリーズ共通仕様(P.25)を御覧ください。
■一般事項
型 名
耐電圧及および絶縁抵抗
動作温度・湿度範囲
外形寸法（mm）（突起物除く）筐体タイプ（P.26）
質 量
電源入力端子
（リア）
出力端子
（リア）
センシング入力端子（リア）
付属品

DP160LS
DP420LS
DP480LS
AC1500VまたはDC2130V 1分間、30MΩ以上（DC500V）（電源入力 対 出力・筐体一括間、電源入力・筐体一括 対 出力間）
0℃〜＋50℃、5%〜85%RH（ただし、絶対湿度は1〜25g/m³、結露がないこと）※一部仕様は温度範囲が制限されます。
1365
（W）
×1580
（H）
×803
（D）
455
（W）
×1407
（H）
×803
（D）
Type6LType4L
約600kg
約650kg
約230kg
M8アプセットボルト（三相3線）、M6ねじ（三相4線） M10アプセットボルト
M16アプセットボルト
M8アプセットボルト
M4ねじ
取扱説明書、CD-ROM（コントロールソフトウェア、LabVIEWドライバ、
リモート制御・コントロールソフトウェア取扱説明書）、
制御ケーブル（D-sub 25ピンコネクタ）、
スタビライザ（DP160LSのみ）＊17：瞬時＝2ms以内，定格出力電圧時＊18：定格出力電圧時。定格出力電圧以上の場合，電力容量の100%以内に制限される。周囲温度40℃以上
またはシンク電流の繰り返し間隔が15分以下では短時間シンク電流が減少する場合がある。
＊19：電源入力170V 〜 250V，電源入力200V時基準（三相3線），または323V〜433V（三相4線），
電源入力380V基準（三相4線），
最大電流となる抵抗負荷，定格出力電圧，DCまたは45Hz〜65Hzにて。
入力電源電圧変動直後の過渡状態は含まない。多相システムでは相電圧設定に対して。
＊20：出力電流を最大電流の0%から100%に変化させた場合。出力電圧75V〜 150V / 150V〜 300V，
無負荷時基準。
ただし定格出力電圧以上の場合，最大電流は電力容量により制限される。多相システムでは相電圧設定に対して。
＊21：電源入力200V（三相3線）
または380V（三相4線），
無負荷，定格出力電圧，DCまたは45Hz 〜 65Hzにて。
多相システムでは相電圧設定に対して。
＊22：40Hz 〜 550Hz，定格出力電圧の50%以上，
最大電流以下，ACおよび ACDCモード，
THD+N
多相システムでは相電圧設定に対して。
＊23：AC−INT，定格出力電圧，最大電流となる抵抗負荷，
45Hz 〜 65Hz出力の場合。
＊24：多相システムでは相電圧に対しての仕様、
また直流平均値表示は選択不可。
＊25：出力電流が最大電流の+5%〜+100%の場合。
多相システムでは相電流に対しての仕様、
また直流平均値表示は選択不可。
＊26：正弦波、出力電圧50V以上、出力電流が最大電流に対して10%以上の場合。多相システムでは各相に対しての仕様。
＊27：DCモードのぞく＊28：AC−INTモード、
基本波50/60Hzのみ、相電流に対して。IEC規格などに適合した測定ではありません。

■パワーユニット通電設定
型

名
単体

ユニット当たりの最大出力電力
通電設定可能ユニット数

2kVA
8DP160LS
多相システム単体
6kVA
7DP420LS
多相システム単体

DP480LS
多相システム8※多相出力では、通電するパワーユニットの各相の台数を一致させて下さい。

17

18

Specifications

Specifications

マルチ相モデルマルチ相モデル■マルチ相モデル（4.5kVA 〜 36kVA）●モデル／システムについて
マルチ相モデル

各項目について、特に指定がない場合は全モデルが対象です。

DP045M、DP060LM、DP090M、DP120LM、DP180LM、DP240LM、DP360LM■AC/DC モード、信号源
AC/DCモード
信号源

単相出力
AC、
ACDC、DC
INT、
VCA、SYNC、
EXT、
ADD

多相出力
AC、
ACDC
INT、
VCA、SYNC■出力（単相出力）
型 名
電力容量
形 式
定格出力電圧
電圧設定範囲＊2
設定分解能

交流出力
＊1

電圧確度＊3最大電流＊4
最大ピーク電流＊5
短時間逆潮流＊6＊7
負荷力率
周波数設定範囲■出力（多相出力）

交流出力

DP045M
DP060LM
DP090M
DP120LM
DP180LM
DP240LM
DP360LM
3kVA
4kVA
6kVA
8kVA
12kVA
16kVA
24kVA
4.5kVA
6kVA
9kVA
12kVA
18kVA
24kVA
36kVA
形 式
単相3線、三相4線（Y結線）
フローティング出力、N端子を接地して使用できます。
設定モード＊17
平衡モード、不平衡モード
定格出力電圧相電圧： 100V / 200V
電圧設定範囲＊2 相電圧設定
0.0V〜160.0V / 0.0V〜320.0V、
0.0Vp-p〜454.0Vp-p / 0.0Vp-p〜908.0Vp-p（任意波）
平衡モードは全相一括、不平衡モードは個別
線間電圧設定 単相 3 線： 0.0V〜320.0V / 0.0V〜640.0V、
三相 4 線： 0.0V〜277.2V / 0.0V〜554.2V
平衡モード、かつ正弦波のみ
設定分解能
相電圧設定： 0.1V、線間電圧設定： 0.2V
電圧確度＊3±（0.5% of set + 0.6V / 1.2V）
最大電流＊4
15A / 7.5A
20A / 10A
30A / 15A
40A / 20A
60A / 30A
80A / 40A
120A / 60A
最大電流の4倍ピーク値（Apk）
最大電流の3倍ピーク値（Apk）
最大ピーク電流＊5
短時間逆潮流＊6＊7
最大電流（実効値）の100%
最大電流
（実効値）
の100%以下（逆潮流時間≦20ms、非連続、40℃以下）
以下（逆潮流時間≦20ms、＊1
非連続、40℃以下）
負荷力率
0〜1（進相又は遅相、45Hz〜65Hz）
周波数設定範囲
40.00Hz〜550.00Hz（AC モード）、
1.00Hz〜550.00Hz（ACDC モード）
0.01Hz
設定分解能
周波数確度±0.01% of set（23℃±5℃）
周波数安定度＊8±0.005%電圧周波数特性＊9
±1%
出力波形
正弦波、
任意波
（16 種類）、クリップ正弦波（3種類）
0.0°〜359.9°可変（設定分解能0.1°）
出力オン位相設定範囲＊10
出力オフ位相設定範囲＊100.0°〜359.9°可変（設定分解能0.1°、有効/無効選択可能）
位相角設定範囲＊18
単相 3 線 L2 相 : 180.0°±35.0°、三相 4 線 L2 相 : 120.0°±35.0°、L3 相 : 240.0°±35.0°（不平衡モード） 設定分解能0.1°
位相角確度＊19 45Hz 〜 65Hz: ±1.0°、40Hz 〜 550Hz : ±2.0°
DCオフセット＊11±20mV以内（typ. 微調整可能）

19

単相3線
三相4線

■電源入力
型 名
電圧入力
（ご注文時選択）単相

DP045M
DP060LM
DP090M
DP120LM
過電圧カテゴリⅡ
100V〜230V±10% 200V〜230V±15% 100V〜230V±10% 200V〜230V±15%（250V 以下）
（250V 以下）
（250V 以下）
（250V 以下）

200V〜220V±15%（250V 以下）
380V（相電圧 220V）±15%（433V（相電圧 250V）以下）
周波数
50Hz±2Hz または 60Hz±2Hz
力 率＊24 電源入力100V時 0.95以上（typ.）
0.95以上（typ.）
電源入力200V時 0.90 以上（typ.）
77% 以上（typ. 電源入力 200V 時）
効 率＊24
最大消費電力6.75kVA以下
9kVA以下13.5kVA以下

DP180LM

DP240LM

DP360LM

27kVA以下

36kVA以下

54kVA以下

三相3線
三相4線

18kVA以下

■計測機能
型
表

名
示

DP045M
DP060LM
DP090M
DP120LM
DP180LM
DP240LM
DP360LM
ノーマル
高調波電流計測を除く、ほぼ全ての計測値と設定値を1画面に表示
シンプル
計測値について、高調波電流計測を除くすべての計測値のなかから3項目を大きく表示
実効値
（rms）
フル
単相出力 250.0V/ 500.0V
スケール 多相出力 線間電圧表示（正弦波のみ）: 単相 3 線 500.0V/ 1000.0V、三相 4 線 433.0V/ 866.0V
分解能
0.1V
直流平均値
（avg）フル
単相出力 ±250.0V/±500.0V
スケール 多相出力＊25
分解能
単相出力 0.1V
多相出力
フルスケール±250.0V/±500.0V
ピーク値
（pk）
（max/min 個別表示） 分解能
0.1V
実効値
（rms）
フル
単相出力
60A/ 30A
80A/ 40A
120A/ 60A
160A/ 80A
240A/ 120A
320A /160A
480A /240A
スケール 多相出力
20A/ 10A
26.67A/13.33A
40A/ 20A
53.33A/26.67A
80A/ 40A
106.7A /53.3A
160A /80A
0.01A
0.1A
分解能
直流平均値
（avg）フル
単相出力 ±60A/±30A ±80A/±40A ±120A/±60A ±160A/±80A ±240A/±120A ±320A/±160A ±480A/±240A
スケール 多相出力
分解能
単相出力 0.01A
0.1A
＊26
多相出力
ピーク値
（pk）
フル
単相出力 ±240A/±120A ±320A/±160A ±480A/±240A ±640A/±320A ±960A/±480A ±1280A/±640A ±1920A/±960A（max/min 個別表示） スケール 多相出力 ±80A/±40A ±106.67A/±53.33A ±160A/±80A ±213.32A/±106.67A ±320A/±160A ±426.7A/±213.3A ±640A/±320A
分解能
0.01A
0.1A
ホールド
max 及び min の最大値を極性つきで保持（クリア機能あり）
フル
単相出力
5400W
7200W
10800W
14400W
21600W
28800W
43200W
有効（W）
スケール 多相出力
1800W
2400W
3600W
4800W
7200W
9600W
14400W
分解能
0.1W/ 1W
（1000W 以上）
1W＊2813500VA
フル
単相出力
6750VA
9000VA
18000VA
27000VA
36000VA
54000VA
皮相（VA）
スケール 多相出力
4500VA
6000VA
9000VA
12000VA
18000VA
2250VA
3000VA＊27
分解能
0.1VA/ 1VA（1000VA 以上）
1VA＊28
6750var
9000var
13500var
18000var
27000var
36000var
54000var
無効
（var）
フル
単相出力
スケール 多相出力
2250var
3000var4500var
6000var
9000var
12000var
18000var
分解能
0.1var/ 1var
（1000var 以上）
1var
負荷力率＊280.00〜1.00
計測範囲
0.01
分解能
負荷クレストファクタ 計測範囲
0.00〜50.00
分解能
0.01
同期周波数
表示範囲
38.0Hz〜525.0Hz（信号源SYNCのみ） 分解能
0.1Hz
計測範囲
基本波の 40 次まで
高調波電流＊29
rms/％表示フル
単相出力 60A/30A、100% 80A/40A、100% 120A/60A、100% 160A/80A、100% 240A/120A、100% 320A/160A、100% 480A/240A、100%スケール 多相出力 20A/10A、100% 26.67A/13.33A、100% 40A/20A、100% 53.33A/26.67A、100% 80A/40A、100% 106.7A/53.3A、100% 160A/80A、100%0.01A、0.1％
0.1A、
0.1％
分解能
内部損失分または出力電力分の瞬時（kgCO2/h）
排出CO2表示または積算（t CO2、クリア可能）
を表示（DP045M、
DP090M のみ）
表示内容
電力

型 名
電力容量

＊23
出力電圧波形ひずみ率
（相電圧）

＊20
入力電圧変動（相電圧）: ±0.15% 以内（typ.）＊21
出力電流変動（相電圧）: ±0.15V/±0.30V以内（DC、単相出力のみ）、±0.15V/±0.30V以内（45Hz〜65Hz）、±0.5V/±1.0V以内（40Hz〜550Hz）＊22
周囲温度変動（相電圧）: ±0.01%/℃以内（typ.）0.5% 以下

電流

直流出力

周波数安定度＊8
電圧周波数特性＊9
出力波形
出力オン位相設定範囲＊10
出力オフ位相設定範囲＊10
DCオフセット＊11
電力容量
形 式
定格出力電圧
電圧設定範囲
設定分解能
電圧確度＊13＊14＊12 最大ソース電流
最大瞬時ソース電流＊15
短時間シンク電流＊16

出力電圧安定度

電圧

設定分解能
周波数確度

DP045M
DP060LM
DP090M
DP120LM
DP180LM
DP240LM
DP360LM
4.5kVA
6kVA
9kVA
12kVA
18kVA
24kVA
36kVA
単相2線
フローティング出力、Lo端子を接地して使用できます。
100V / 200V
0.0V〜160.0V / 0.0V〜320.0V、
0.0Vp-p〜454.0Vp-p / 0.0Vp-p〜908.0Vp-p
（任意波）
0.1V
±
（0.5% of set + 0.6V / 1.2V）
45A / 22.5A
60A / 30A
90A / 45A
120A / 60A
180A / 90A
240A / 120A
360A /180A
最大電流の3倍ピーク値（Apk）
最大電流の4倍ピーク値（Apk）
最大電流（実効値）の100%
最大電流
（実効値）
の100%以下（逆潮流時間≦20ms、非連続、40℃以下）
以下（逆潮流時間≦20ms、
非連続、40℃以下）
0〜1（進相又は遅相、45Hz〜65Hz）
40.00Hz〜550.00Hz（AC モード）、
1.00Hz〜550.00Hz（ACDC モード）
0.01Hz±0.01% of set（23℃±5℃）±0.005%
±1%
正弦波、
任意波
（16 種類）、クリップ正弦波（3種類）
0.0°〜359.9°可変（設定分解能0.1°）
0.0°〜359.9°可変（設定分解能0.1°、有効/無効選択可能）±20mV以内（typ. 微調整可能）
4.5kW
6kW
9kW
12kW
18kW
24kW
36kW
フローティング出力、Lo端子を接地して使用できます。
100V / 200V
−227.0V〜+227.0V /−454.0V〜+454.0V
0.1V±（ 0.5% of set + 0.6V / 1.2V）
45A / 22.5A
60A / 30A
90A / 45A
120A / 60A
180A / 90A
240A / 120A
360A /180A
最大ソース電流の4倍ピーク値（Apk）
最大ソース電流の3倍ピーク値（Apk）
最大ソース電流の100%最大ソース電流の100%以下（シンク時間≦20ms、非連続、40℃以下）
以下（シンク時間≦20ms、
非連続、40℃以下）■出力電圧安定度・ひずみ率[V]＝Vrms、[A]＝Arms。
＊1 : 断りなき場合は、＊2 : 多相出力では相電圧設定に対して。平衡モードでは全相一括、不平衡モードでは各相個別に設定＊3 : 10V〜150V/20V〜300V，正弦波，無負荷，45Hz〜65Hz，直流電圧設定 0V，23℃±5℃の場合。
＊4 : 定格出力電圧以上の場合は，電力容量以下になるよう制限（減少）される。直流重畳がある場合は，交流+直流の実効電流値が最大電流以内。40Hz 以下または 400 Hz 以上，
およ び周囲温度 40℃以上では，最大電流が減少する場合がある。多相出力では相電流に対して。
＊5 : コンデンサインプット型整流負荷（クレストファクタ = 4, または 3），定格出力電圧時，45Hz〜65Hz にて。
＊6 : 定格出力電圧，50Hz または 60Hz の場合。定格出力電圧以上の場合，電力容量の 100% 以内に制限される。
周囲温度 40℃以上または逆潮流の繰り返し間隔が 15 分以下では，短時間逆潮流が減少する場合がある。
＊7 : 短時間逆潮流を超える外部からの電力注入および回生動作は行えない。
＊8 : 45Hz〜65Hz，定格出力電圧，無負荷および最大電流となる抵抗負荷，動作温度範囲にて。
＊9 : 40Hz〜550Hz，正弦波，定格出力電圧，55Hz にて最大電流となる抵抗負荷にて，55Hz 基準。
＊10 : 多相出力ではL1 相に対する設定。他相は位相角設定分が加算される。
＊11 : AC モード，23℃±5℃の場合[V]＝Vdc、[A]＝Adc、極性は Lo 端子基準。
＊12 : 単相出力のみ。断りなき場合は、＊13 : −212V〜 −10V，+10V〜 +212V/−424V〜 −20V，+20V〜 +424V，無負荷，交流設定 0V，23℃±5℃の場合＊14 : 定格出力電圧以上の場合は，電力容量以下になるよう制限（減少）される。交流重畳がある場合は，直流 + 交流の実効電流値が最大ソース電流以内。周囲温度 40℃以上では最大ソース電流が減少する場合がある。
＊15 : 瞬時＝2ms 以内，定格出力電圧時＊16 : 定格出力電圧時。定格出力電圧以上の場合，電力容量の 100% 以内に制限される。周囲温度 40℃以上
またはシンク電流の繰り返し間隔が 15 分以下では短時間シンク電流が減少する場合がある。
＊17 : 多相出力のみ＊18 : 多相出力の不平衡モードでのみ設定可能。
＊19 : 50V 以上，正弦波，全相の負荷条件及び電圧設定が同一の場合＊20 : 4.5kVAモデルは電源入力 90V〜250V（単相）、電源入力 200V 時基準。
他のモデルは電源入力 170V〜250V，
電源入力 200V 時基準（単相、三相 3 線）、
または 323V〜433V，電源入力 380V 基準（三相 4 線），最大電流となる抵
抗負荷，定格出力電圧，DC（単相出力のみ）
または45Hz〜65Hz にて。入力電源電圧変動直後の過渡状態は含まない。
＊21 : 出力電流を最大電流の 0%から100% に変化させた場合。出力電圧 75V〜150V/150V〜300V，無負荷時基準。
ただし定格出力電圧以上の場合，最大電流は電力容量により制限される。
＊22 : 電源入力 200V
（単相、三相 3 線）
または 380V（三相 4 線），無負荷，定格出力電圧，DC（単相出力のみ）
または 45Hz〜65Hz にて。
＊23 : 40Hz〜550Hz，定格出力電圧の 50% 以上，最大電流以下，AC および ACDC モード，THD+N＊24 : AC−INT，定格出力電圧，最大電流となる抵抗負荷，45 Hz 〜 65 Hz 出力の場合。
＊25 : 多相出力では相電圧に対しての仕様、
また直流平均値表示は選択できません。
＊26 : 出力電流が最大電流の5%〜10%の場合。多相出力では相電流に対しての仕様、
また直流平均値表示は選択できません。
＊27 : 正弦波、
出力電圧 50V 以上、出力電流が最大電流に対して10% 以上の場合。多相出力では各相に対しての仕様。
＊28 : DC モードのぞく＊29 : AC−INT モード、基本波 50/60Hz のみ、相電流に対して、IEC 規格などに適合した測定ではありません。

20

Specifications

Specifications

マルチ相モデルType R 回生・逆潮流対応モデル■ Type R 回生・逆潮流対応モデル●モデル／システムについて■パワーユニット通電設定
型 名ユニット当たりの最大出力電力
通電設定可能ユニット数

単相出力
多相出力＊

DP045M
1.5kVA3

DP060LM
2kVA
3DP090M
1.5kVA
6
2

DP120LM
2kVA
6
2DP180LM
6kVA
3DP240LM
4kVA

DP360LM
6kVA
62＊ 各相のユニット数

正電流 設定範囲 単相出力
（ピーク値）
多相出力
負電流 設定範囲 単相出力
（ピーク値）
多相出力

実効値
リミッタ

＋7.5A〜＋63.0A/＋3.7A〜＋31.5A＋10.0A〜＋84.0A/＋5.0A〜＋42.0A＋15.0A〜＋126.0A/ ＋20.0A〜＋168.0A/＋7.5A〜＋63.0A＋10.0A〜＋84.0A−189.0A〜−22.5A / −252.0A〜−30.0A / −378.0A〜−45.0A / −504.0A〜−60.0A /−126.0A〜−15.0A−94.5A〜−11.2A−189.0A〜−22.5A−252.0A〜−30.0A−63.0A〜−7.5A/−31.5A〜−3.7A−84.0A〜−10.0A/ −126.0A〜−15.0A / −168.0A〜−20.0A /−42.0A〜−5.0A−63.0A〜−7.5A−84.0A〜−10.0A

1.0A〜21.0A /1.0A〜10.5A

1.5A〜31.5A /1.5A〜15.8A

2.0A〜42.0A /2.0A〜21.0A

0.1A
自動復帰（連続）またはリミット状態が指定時間（指定範囲 1s〜10s、分解能 1s）続いた場合に出力オフかを選択

正電流 設定範囲 単相出力
（ピーク値）

DP180LM
DP240LM
DP360LM＋90.0A〜＋567.0A/ ＋120.0A〜＋756.0A/ ＋180.0A〜＋1134.0A/＋60.0A〜＋378.0A＋90.0A〜＋567.0A＋45.0A〜＋283.5A＋30.0A〜＋189.0A/＋15.0A〜＋94.5A＋40.0A〜＋252.0A/ ＋60.0A〜＋378.0A/＋20.0A〜＋126.0A ＋30.0A〜＋189.0A

負電流 設定範囲 単相出力
（ピーク値）−567.0A〜−90.0A / −756.0A〜−120.0A/ −1134.0A〜−180.0A/−378.0A〜−60.0A−567.0A〜−90.0A−283.5A〜−45.0A

多相出力−189.0A〜−30.0A / −252.0A〜−40.0A / −378.0A〜−60.0A /−126.0A〜−20.0A−189.0A〜−30.0A−94.5A〜−15.0A
0.1A
自動復帰
（連続）
またはリミット状態が指定時間（指定範囲 1s 〜 10s、分解能 1s）
続いた場合に出力オフかを選択

分解能
リミッタ動作

9.0A〜189.0A /9.0A〜94.5A

12.0A〜252.0A /12.0A〜126.0A

18.0A〜378.0A /18.0A〜189.0A

多相出力

3.0A〜63.0A /3.0A〜31.5A

4.0A〜84.0A /4.0A〜42.0A

6.0A〜126.0A /6.0A〜63.0A

0.1A
自動復帰
（連続）
またはリミット状態が指定時間（指定範囲 1s 〜 10s、分解能 1s）
続いた場合に出力オフかを選択

分解能
リミッタ動作※パワーユニット通電設定によりユニット数を増減した場合は、容量に対応した最大設定値となります。

AC/DCモード
信号源

■一般事項
型 名
耐電圧・絶縁抵抗
動作温度・湿度範囲
外形寸法（mm）（突起物除く）DP120LM
DP180LM
DP240LM
DP360LM
DP090M
DP045M
DP060LM
AC1500V または DC2130V 1 分間、30MΩ以上（DC500V）
0℃〜 +50℃，
5% 〜 85%RH ただし絶対湿度は 1 〜 25 g/m³、結露はないこと※一部仕様は温度範囲が制限されます。
430（W）
×665（H） 455（W）
×887（H） 430（W）
×1287（H） 455（W）
×1407（H）
910
（W）
×1580
（H）
1365（W）
×1580（H）
×562（D）
×803（D）
×562（D）
×803（D）
×803（D）×803（D）

単 相
DP015RS
DP045RS
DP060RS
DP075RS
DP090RS
DP150RS
DP030RS
3kVA
4.5kVA
6kVA
7.5kVA
9kVA
15kVA
1.5kVA
単相2線
フローティング出力、Lo端子を接地して使用できます。
設定モード（多相システム時のみ）平衡モード、不平衡モード
100V / 200V
定格出力電圧
相電圧設定
0.0V〜160.0V / 0.0V〜320.0V 0.0Vp-p〜454.0Vp-p / 0.0Vp-p〜908.0Vp-p（任意波）
電圧設定
多相システム平衡モードは全相一括、不平衡モードは個別
範囲
線間電圧設定 0.0V〜320.0V / 0.0V〜640.0V（単相3線） 0.0V〜227.2V / 0.0V〜554.2V（三相4線）
多相システム、平衡モード、かつ正弦波のみ
設定分解能
0.1V
±（0.5% of set ＋ 0.6V /1.2V）
電圧確度＊3
15A/7.5A
90A/45A
150A/75A
75A/37.5A
最大電流＊430A/15A
45A/22.5A
60A/30A
最大電流の4倍ピーク値（Apk）
最大ピーク電流＊5
最大電流（相電流、実効値）の40%（連続、30℃〜40℃） 最大電流（相電流、実効値）の50%（連続、30℃未満）
逆潮流＊6
最大電流（相電流、実効値）の100%（逆潮流時間≦180s、逆潮流デューティ≦0.20、40℃以下）＊1−1〜＋1（進相又は遅相、45Hz〜65Hz）
負荷力率
40.00Hz〜550.00Hz（ACモード） 1.00Hz〜550.00Hz（ACDCモード）
周波数設定範囲
0.01Hz
設定分解能±0.01% of set（23℃±5℃）
周波数確度±0.005%周波数安定度＊7±1%
電圧周波数特性＊8
正弦波、任意波（16 種類）、クリップ正弦波（3種類）
出力波形
0.0°〜359.9°可変（設定分解能0.1°）
出力オン位相設定範囲＊90.0°〜359.9°可変（設定分解能0.1°、有効/無効選択可能）
出力オフ位相設定範囲＊9（単相モデルで多相システムを構築した場合）
位相角設定範囲（不平衡モード）0.0°〜359.9°
0.1°（単相モデルで多相システムを構築した場合）
設定分解能
位相角確度＊10 45Hz〜65Hz： ±1.0°、40Hz〜550Hz： ±2.0°±20mV以内（typ. 微調整可能）
DCオフセット＊11
15kW
3kW
4.5kW
6kW
7.5kW
9kW
1.5kW
電力容量＊2
フローティング出力、Lo端子を接地して使用できます。
形式
100V / 200V
定格出力電圧−227.0V〜＋227.0V / −454.0V〜＋454.0V
電圧設定範囲0.1V
設定分解能±（￨0.5% of set￨ + 0.6V / 1.2V）
電圧確度＊13＊14＊12 最大ソース電流30A/15A
45A/22.5A
60A/30A
75A/37.5A
90A/45A
150A/75A
15A/7.5A
最大ソース電流の4倍ピーク値（Apk）
最大瞬時ソース電流＊15
最大ソース電流の40%（連続、30℃〜40℃） 最大ソース電流の50%（連続、30℃未満）
シンク電流＊16
最大ソース電流の100%以下（シンク時間≦180s、シンク時間デューティ≦0.20、40℃以下）
型

名
電力容量＊2
形式

単相
三相3線
三相4線

単相出力端子（リア）
多相出力端子（リア）
センシング入力端子（リア）
付属品

Type2L
約125kg

Type4
Type4LType5LType6L約200kg
約350kg
約400kg
約570kg
約130kg
M8アプセットボルト M8アプセットボルト
M6ねじ
M6ねじ
M8アプセットボルト
M10アプセットボルト
M10アプセットボルト
M6ねじ
M6ねじ
M10アプセットボルト
M8アプセットボルト
M6ねじ
M12アプセットボルト
M6ねじ
M8アプセットボルト
M4ねじ
取扱説明書、CD-ROM（コントロールソフトウェア、LabVIEWドライバ、リモート制御・コントロールソフトウェア取扱説明書）、
制御ケーブル（D-sub 25 ピンコネクタ）、スタビライザ（DP120LM のみ）

DP045M、 取扱説明書、CD-ROM（コントロールソフトウェア、LabVIEWドライバ、リモート制御・コントロールソフトウェア取扱説明書）、
DP090M フェライトコア大 / フェライトコア小 / 結束バンド、
スタビライザ（DP090M のみ）

21

DP180RS
18kVA

180A/90A

18kW

名

単相3線
DP060RD三
DP090RD相

DP090RT
6kVA
9kVA
4.5kV
9kVA
3kVA
単相3線
三相4線（Y結線）
フローティング出力、N端子を接地して使用できます。
平衡モード、不平衡モード
設定モード
相電圧：100V / 200V
定格出力電圧
相電圧設定 0.0V〜160.0V / 0.0V〜320.0V 0.0Vp-p〜454.0Vp-p / 0.0Vp-p〜908.0Vp-p（任意波）
電圧設定
平衡モードは全相一括、不平衡モードは個別
範囲
線間電圧設定 平衡モード、かつ正弦波のみ
0.0V〜277.2V / 0.0V〜554.2V
0.0V〜320.0V / 0.0V〜640.0V
設定分解能 相電圧設定： 0.1V、 線間電圧設定： 0.2V
相電圧： ±（0.5% of set ＋ 0.6V /1.2V）
電圧確度＊330A/15A
30A/15A
45A/22.5A
15A/7.5A
15A/7.5A
最大電流＊4＊5相電流: 最大電流の4倍ピーク値(Apk)
最大ピーク電流
最大電流（相電流、実効値）の40%（連続、30℃〜40℃） 最大電流（相電流、実効値）の50%（連続、30℃未満）
逆潮流＊6
最大電流（相電流、実効値）の100%（逆潮流時間≦180s、逆潮流デューティ≦0.20、40℃以下＊1−1〜＋1（進相又は遅相、45Hz〜65Hz）
負荷力率
40.00Hz〜550.00Hz（ACモード）
周波数設定範囲
1.00Hz〜550.00Hz（ACDCモード）
設定分解能 0.01Hz
周波数確度 ±0.01% of set（23℃±5℃）±0.005%周波数安定度＊7±1%
電圧周波数特性＊8
正弦波、任意波（16 種類）、クリップ正弦波（3種類）
出力波形
0.0°〜359.9°可変（設定分解能0.1°）
出力オン位相設定範囲＊90.0°〜359.9°可変（設定分解能0.1°、有効/無効選択可能）
出力オフ位相設定範囲＊9L2相： 120.0° ±35.0°
L2相：180.0°±35.0°位相角設定範囲
L3相： 240.0° ±35.0°（不平衡モード）
設定分解能
0.1°
位相角確度＊10 45Hz〜65Hz：±1.0°、40Hz〜550Hz：±2.0°
DCオフセット＊11±20mV以内（typ. 微調整可能）
電力容量＊2
形式

DP030RD

180A/90A

DP045RT

交流出力

Type2
約75kg

単相3線モデル、三相モデル
AC、ACDC
INT、
VCA、SYNC■出力型▶シーケンス、電源変動試験、コントロールソフトウエア、各種機能はDPシリーズ共通仕様（P.25）を御覧ください。

単相モデル
AC、ACDC、DC
INT、VCA、SYNC、
EXT、ADD

直流出力

設定範囲(実効値） 単相出力

筐体タイプ
（P.26）
質 量
電源入力端子（リア）※多相システムでは、構成する単相モデルの仕様が各相の仕様です。仕様の詳細については、
お問い合わせください

交流出力0.8A〜15.8A /0.8A〜7.9A

分解能
リミッタ動作

多相出力

実効値
リミッタ

DP060LM
DP120LM
DP045M
DP090M＋22.5A〜＋189.0A/ ＋30.0A〜＋252.0A/ ＋45.0A〜＋378.0A/ ＋60.0A〜＋504.0A/＋15.0A〜＋126.0A＋30.0A〜＋252.0A＋11.2A〜＋94.5A＋22.5A〜＋189.0A

0.1A
分解能
自動復帰（連続）またはリミット状態が指定時間（指定範囲 1s〜10s、分解能 1s）続いた場合に出力オフかを選択
リミッタ動作
2.3A〜47.3A /4.5A〜94.5A /3.0A〜63.0A /6.0A〜126.0A /設定範囲(実効値） 単相出力
2.3A〜23.7A
4.5A〜47.3A
3.0A〜31.5A
6.0A〜63.0A
多相出力

型 名
ピーク値
リミッタ

各項目について、特に指定がない場合は全モデルが対象です。

DP015RS、DP030RS、DP045RS、DP060RS、DP075RS、DP090RS、DP150RS、DP180RS
DP030RD、DP060RD、DP090RD
DP045RT、DP090RT
同一単相モデル2台で単相3線システム、3台で三相システムを構成（システムケーブルで接続）■AC/DC モード、信号源■電流リミッタ
型 名
ピーク値
リミッタ

単相モデル
単相3線モデル
三相モデル
多相システム22

Specifications

Specifications
Type R 回生・逆潮流対応モデル

Type R 回生・逆潮流対応モデル■出力電圧安定度・ひずみ率■パワーユニット通電設定

DP150RSDP180RS
DP015RS
DP030RS
DP045RS
DP060RS
DP075RS
DP090RS−−−−
DP030RD
DP060RD
DP090RD−
DP045RT
DP090RT−−−−−−
出力電圧安定度
入力電圧変動（相電圧）＊17：±0.15%以内
出力電流変動（相電圧）＊18：±0.15V / ±0.30V以内（DC、単相モデルのみ）、±0.15V / ±0.30V以内（45Hz〜65Hz）、±0.5V / ±1.0V以内（40Hz〜550Hz）
周囲温度変動（相電圧）＊19：±0.01%/℃以内 (typ.)
出力電圧波形ひずみ率（相電圧）0.5%以下（40Hz〜550Hz、定格出力電圧の50%以上、最大電流以下、ACおよびACDCモード、THD+N）

単相
単相3線
三相
ユニット当たりの最大出力容量通電設定可能ユニット数

型

名

単相
単相3線
三相

型

名

DP030RS−−

DP045RS−−2

3

DP060RS−−
1.5kVA
4

DP075RS−−

DP090RS−−

DP150RS
−
−

5

6

5

DP180RS
−
−
3kVA
6

−
−
DP060RD
DP090RD
DP090RT−
1.5kVA
2
（相毎）
3
（相毎）

※DP015RS、
DP030RD、DP045RTは設定不可■電流リミッタ型■電源入力
名

DP150RS−−＊1 ：断りなき場合は、[V]＝Vrms、[A]＝Arms、電源入力電圧200V時。
＊2 ：力行時に電源入力が170V以下の場合、6kVA以上のモデルでは電力容量に制限があります。
＊3 ：10V〜150V / 20V〜300V、正弦波、無負荷、45Hz〜65Hz、直流電圧設定0V、23℃±5℃の場合。
＊4 ：定格出力電圧以上の場合は、電力容量以下になるよう制限（減少）されます。直流重畳がある場合は、交流+直流の実効電流値が最大電流以内となります。40Hz以下、又は400Hz以上、および周囲温度
40℃以上の場合、最大電流が減少する場合があります。
＊5 ：コンデンサインプット型整流負荷（クレストファクタ=4 ）、定格出力電圧時、45Hz〜65Hzにて。
＊6 ：定格出力電圧、50Hz または 60Hz、力率−1の負荷の場合。周囲温度40℃以上の場合、逆潮流が減少することがあります。定格出力電圧以上の場合、電力容量の40％（連続、30℃〜40℃）、50％（連続、30℃未満）、
および100％以内（逆潮流時間 ≦ 180s 逆潮流デューティ ≦ 0.20、40℃以下）に制限されます。
逆潮流時間 t1≦ 180s 逆潮流デューティ＝t1/(t1+t2) ≦ 0.2＊7 ：45Hz〜65Hz、定格出力電圧、無負荷および最大電流となる抵抗負荷、動作温度範囲にて。
＊8 ：40Hz〜550Hz、正弦波、定格出力電圧、55Hzにて最大電流となる抵抗負荷にて、55Hz基準。
＊9 ：多相モデルおよび多相システムのL1相に対して設定、他相は位相角設定分が加算されます。
＊10：多相モデルおよび多相システム、50V以上、正弦波、全相の負荷条件および電圧設定が同一の場合。
＊11：ACモード、23℃±5℃の場合。
＊12：断りなき場合は、[V]＝Vdc、[A]＝Adc、電源入力電圧200V時、極性はLo端子基準。

DP180RS
−
−

−

実効値
リミッタ

DP015RS
DP030RS
DP045RS
DP060RS
DP075RS
DP090RS
DP030RD−
DP060RD
DP090RD−−−−−−
DP045RT
DP090RT
電 圧＊2
過電圧カテゴリⅡ（ご注文時選択） 単相入力
100V〜230V ±10 %（ただし250V以下）
200V 〜 220V ±15 %（ただし250V以下）
三相3線入力 −380V ±15 %（ただし433V以下）
三相4線入力 −周波数50Hz ±2Hzまたは60Hz ±2Hz
力 率＊20
入力100 V時：0.95以上（typ.）、入力200V時（単相、三相3線）
または380V時（三相4線）：0.90以上（typ.）
効 率＊2077%以上〔typ. 入力200V時（単相、三相3線）、入力380V時（三相4線）〕
最大消費電力4.5kVA 以下
6.75kVA 以下
9kVA 以下
11.25kVA 以下 13.5kVA 以下
2.25kVA 以下
単相
単相3線
三相

0.90以上（typ.）
22.5kVA 以下

27kVA 以下

＊13：−212V〜−10V、＋10V〜＋212V / −424V〜−20V、＋20V〜＋424V、無負荷、交流設定0V、23℃ ±5℃の場合。
＊14：定格出力電圧以上の場合は、電力容量以下になるよう制限（減少）されます。交流重畳がある場合は、直流+交流の実効電流値が最大電流以内となります。周囲温度40℃以上の場合、最大電流が減少する場合があります。
＊15：瞬時＝2ms以内、定格出力電圧時。
＊16：定格出力電圧の場合。周囲温度40℃以上の場合、
シンク電流が減少することがあります。定格出力電圧以上の場合、電力容量の40%（連続、30℃〜40℃）、50%（連続、30℃未満）、
および100％以内（シンク時間 ≦ 180s
シンク時間デューティ ≦ 0.20、40℃以下）に制限されます。
＊17：1.5kVA、3kVA、4.5kVAモデルは電源入力90V〜250V、6kVA以上のモデルは電源入力170V〜250V、
電源入力200V時基準、三相3線の場合、電源入力170V〜250V、電源入力200V時基準。三相4線の場合、
電源入力323V〜433V、電源入力380V時基準。最大電流となる抵抗負荷、定格出力電圧、DC(単相モデルのみ）又は45Hz〜65Hzにて。入力電源電圧変動直後の過渡状態は含みません。
＊18：出力電流を最大電流の0%から+100%に変化させた場合。出力電圧75V〜150V / 150V〜300V、無負荷時基準。ただし定格出力電圧以上の場合、最大電流は電力容量により制限されます。
＊19：電源入力200V（単相入力、三相3線入力）又は380V（三相4線入力）、無負荷、定格出力電圧、DC(単相モデルのみ）又は45Hz〜65Hzにて。
＊20：AC−INT、定格出力電圧、最大電流となる抵抗負荷、45Hz〜65Hz出力の場合。

■計測機能
DP015RS
DP030RS
DP045RS
DP060RS
DP075RS
DP090RS
DP150RSDP180RS−−−−
DP030RD
DP060RD
DP090RD−
DP045RT
DP090RT
−
−
−
−
−
−
表 示
高調波電流計測を除くほぼ全ての計測値と設定値を1画面に表示
高調波電流計測を除くほぼ全ての計測値の中から、3項目を大きく表示
250.0V/500.0V
実効値
（rms）
線間電圧表示（正弦波のみ）：単相3線 500.0V/1000.0V、三相4線 433.0V/866.0V
分解能
0.1V
直流平均値
（avg） フルスケール ±250.0V/±500.0V
＊21
分解能
0.1V
フルスケール ±250.0V/±500.0V
ピーク値
（pk）
0.1V
（max/min個別表示）分解能
40A/20A
100A/50A
120A/60A
200A/100A
80A/40A
240A/120A
60A/30A
フルスケール 20A/10A
実効値
（rms）
0.1A
分解能
0.01A
±80A/±40A ±100A/±50A ±120A/±60A ±200A/±100A ±240A/±120A
直流平均値（avg） フルスケール ±20A/±10A ±40A/±20A ±60A/±30A
0.1A
分解能
0.01A
フルスケール ±80A/±40A ±160A/±80A ±240A/±120A ±320A/±160A ±400A/±200A ±480A/±240A ±800A/±400A ±960A/±480A
ピーク値
（pk）
0.1A
分解能
0.01A
＊22（max/min個別表示）
ホールド｜max｜及び｜min｜の最大値を極性つきで保持（クリア機能あり）±5400W±7200W±9000W±10800W±21600W±18000W±3600W
フルスケール＊25 ±1800W
有 効
（W）
1W
分解能
0.1W/1W（1000W以上）＊246750VA
9000VA
11250VA
13500VA
27000VA
22500VA
4500VA
フルスケール 2250VA
皮 相
（VA）
1VA
分解能
0.1VA/1VA（1000VA以上）＊23＊24
6750var
9000var
11250var
13500var
27000var
22500va
4500var
フルスケール 2250var
無 効
（var）
1var
分解能
0.1var/1var（1000var以上）
負荷力率＊24＊25
計測範囲−1.00〜1.00
分解能
0.01
負荷クレストファクタ＊25 計測範囲
0.00〜50.00
分解能
0.01
同期周波数
表示範囲
38.0Hz〜525.0Hz（信号源SYNCのみ） 分解能
0.1Hz
高調波電流＊26
計測範囲
基本波の40次まで
rms/％表示
100A/50A、200A/100A、 240A/120A、フルスケール 20A/10A、120A/60A、80A/40A、
40A/20A、
60A/30A、
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
−
分解能
0.01A、0.1%−
排出CO2表示＊27
表示内容、積算（tCO2、クリア可能）
を表示。
内部損失分および出力電力分の瞬時（kgCO2/h）型

名

ピーク値リミッタ型

DP015RS
DP030RS
DP045RS
DP060RS
DP075RS
DP090RS
DP150RSDP180RS
単相−−−−
DP030RD
DP060RD
DP090RD
−
単相3線
−
−
−
−
−
−
DP045RT
DP090RT
三相
正電流
設定範囲 ＋7.5A〜＋63.0A/ ＋15.0A〜＋126.0A/ ＋22.5A〜＋189.0A/ ＋30.0A〜＋252.0A/ ＋37.5A〜＋315.0A/ ＋45.0A〜＋378.0A/ ＋75.0A〜＋630.0A/ ＋90.0A〜＋756.0A/＋11.2A〜＋94.5A ＋15.0A〜＋126.0A ＋18.7A〜＋157.5A ＋22.5A〜＋189.0A ＋37.5A〜＋315.0A ＋45.0A〜＋378.0A（ピーク値） ＋3.7A〜＋31.5A ＋7.5A〜＋63.0A
負電流
設定範囲 −63.0A〜−7.5A/ −126.0A〜−15.0A/ −189.0A〜−22.5A/ −252.0A〜−30.0A/ −315.0A〜−37.5A/ −378.0A〜−45.0A/ −630.0A〜−75.0A/ −756.0A〜−90.0A/−94.5A〜−11.2A −126.0A〜−15.0A −157.5A〜−18.7A −189.0A〜−22.5A −315.0A〜−37.5A −378.0A〜−45.0A（ピーク値） −31.5A〜−3.7A −63.0A〜−7.5A
分解能
0.1A
リミッタ動作
自動復帰（連続）またはリミット状態が指定時間（指定範囲1s〜10s、分解能1s）
続いた場合に出力オフかを選択。
設定範囲（実効値） 0.8A〜15.8A/
1.5A〜31.5A/
2.3A〜47.3A/
3.0A〜63.0A/
3.8A〜78.8A/
4.5A〜94.5A/
7.5A〜157.5A/ 9.0A〜189.0A/
0.8A〜7.9A
1.5A〜15.8A
2.3A〜23.7A
3.0A〜31.5A
3.8A〜39.4A
4.5A〜47.3A
7.5A〜78.8A
9.0A〜94.5A
0.1A
分解能
リミッタ動作
自動復帰（連続）またはリミット状態が指定時間（指定範囲1s〜10s、分解能1s）
続いた場合に出力オフかを選択。

名

単相
単相3線
三相
ノーマル
シンプル
フルスケール※パワーユニット通電設定によりユニット数を増減した場合は、容量に対応した最大設定値となります。
（例：6kVAモデルで3ユニットのみ稼動とした場合は、4.5kVAモデルの最大設定値となります。）▶シーケンス、電源変動試験、コントロールソフトウエア、各種機能はDPシリーズ共通仕様(P.25)を御覧ください。
■一般事項
単相
単相3線
三相
耐電圧及および絶縁抵抗
動作温度・湿度範囲
外形寸法（mm）（突起物除く）筐体タイプ（P.26参照）
質 量
電源入力端子（リア）

電
圧DP015RS
DP030RS
DP045RS
DP060RS
DP075RS
DP090RS
DP150RSDP180RS
DP030RD−
DP060RD−
DP090RD−−−−
DP045RT−−
DP090RT−−−
AC1500VまたはDC2130V 1分間、30MΩ以上（DC500V）（電源入力 対 出力・筐体一括間、電源入力・筐体一括 対 出力間）
3
0℃〜＋50℃、5%〜85%RH（ただし、絶対湿度は1〜25g/m 、結露がないこと） ※一部仕様は温度範囲が制限されます。
430(W)×398(H) 430(W)×665(H)×562(D)860(W)×1463(H)×649(D)
430(W)×1021(H) 430(W)×1287(H)×562(D)×562(D)×562(D)
Type1
Type4
Type2
Type5
Type3
約370kg
約50kg
約170kg
約90kg
約150kg
約80kg
約340kg
約130kg
M6ねじ
M8アプセットボルト（単相入力）、
M10アプセットボルト
M6ねじ（三相3線、三相4線入力）（三相3線、三相4線入力）
M6ねじ
M6ねじ
（多相モデル）、M10アプセットボルト
出力端子
（リア）
M8アプセットボルト（単相モデル）
日本/北米向け（NEMA 5-15、100Vレンジのみ）、
またはヨーロッパ向け（CEE 7、型名の末尾にE付き）−
出力アウトレット（単相モデルのみ）（フロント、15Amax）
センシング入力端子（リア） M4ねじ
取扱説明書、CD-ROM（コントロールソフトウェア、LabVIEWドライバ、取扱説明書（リモート制御）、
コントロールソフトウェア取扱説明書）、
付属品
フェライトコア（大）（小）（マルチ相モデルのみ）、
スタビライザ（6.0 kVA以上のモデルのみ）
型

名

電流
︵相電流︶

電
力

＊21：多相モデルおよび多相システムでは相電圧に対しての仕様、
また直流平均値表示は選択できません。
+5%〜+100%の場合。多相モデルおよび多相システムでは相電流に＊22：出力電流が最大電流の−5%〜−100%、対しての仕様、
また直流平均値表示は選択できません。
＊23：正弦波、
出力電圧50 V以上、
出力電流が最大電流に対して10%以上の場合。多相モデル、および多相システムでは各相に対しての仕様。

23＊24：DCモードのぞく＊25：有効電力のプラス表示は力行時、マイナス表示は逆潮流時です。
＊26：AC−INTモード、
基本波50/60 Hzのみ、相電流に対して。IEC規格などに適合した測定ではありません。
＊27：逆潮流中は瞬時値を表示しません。
また、積算動作は停止します。

24

Specifications
DPシリーズ 共通■筐体タイプ（外形寸法図

単位：mm ）

Type4

■ DPシリーズ 共通
Type3

■各種機能

波形
（正弦波のみ）、ステップ開始位相（移行ステップ除く）、
ステップ終了位相（移行ステップ除く）、
ステップ同期出力（2bit）、
トリガ出力、
繰り返し回数（1〜9999回又は∞）シミュレーション制御

開始、停止※電源変動試験は、交流かつ正弦波のみ、ACDC−INTに固定■コントロールソフトウェア
各パラメタの設定、保存、読み出しなど

ステータスモニタ

接続機器のステータス状態をモニタリング、表示

ロギング

計測値の読み取り、
保存機

リモートコントロール

能

任意波形データの作成 波形生成、
波形編集、
転送、
表示、
ファイル操作

シーケンス編集および シーケンスデータの作成、編集、保存、転送、プレビュー、
電源変動試験編集

実行制御、
実行中のモニタ表示など

CPU

300MHz以上（1.6GHz以上を推奨）

メモリ

128MB以上（512MB以上を推奨）

動作環境

ハードディスク空き容量 64MB以上

ディスプレイ

1024×768ピクセル以上256色以上表示可能

OS

Windows7/8.1/10（いずれも32bit/64bit、日本語版/英語版対応）

ディスクドライブ

CD-ROMドライブ

インタフェース

USB1.1以上

ソフトウェアコンポーネント Microsoft .NET Framework 4.0

Type5
860

DPシリーズは、単相3線モデル（DP030D、DP060D、DP090D、DP120D、DP030RD、DP060RD、DP090RD）を除いて、輸出貿易管理令別表1、2項（8）周波数変換器の該当品です。日本国外に持ち出す際は、日本国政府の輸出許可が必要です。

Type5L（108）

1580（1780）

910

25

（78）

1021
（1099）

1287（1365）

803455＊単相モデル/マルチ相モデルのみ。多相出力では使用不可◆ご注意（77.3）

Type2LType61290※高さ以外の寸法はType2L・4L共通です。

（78.1）

出力レンジ（1電源変動試験に対して共通）、交流電圧、周波数、

1463（1649.3）

パラメタ

Type4L（108.2）ステップ時間設定範囲 0.0010s〜999.9999s（移行ステップのみ0s設定可能）【側面図】

Type6L
1365

（92）

6
（初期、定常1、移行1、異常、移行2、定常2）

455

【側面図】

649

Type6

※幅以外の寸法はType5・6共通です。

【側面図】
Type6L

803

1580（1780）

ステップ数

Type4L（108）5（不揮発性）

外部信号入力メモリ数（67）■電源変動試験※高さ以外の寸法はType1〜4共通です。

1407（1552）

開始、停止、
ホールド、
リジューム、
ブランチ1、
ブランチ2※シーケンスは、
AC−INT、
ACDC−INTおよびDC−INTのみ有効※DC−INTでは、交流電圧、周波数、波形、
ステップ開始位相、
ステップ終了位相は設定できません。
※直流電圧は多相出力では設定できません。
※位相角設定は、
多相システム、多相モデルおよびマルチ相モデルの多相出力のみです。
また、
ステップ開始位相および終了位相はL1相に対する指定となり、他相は位相角設定分が加算されます。

（78）

ステップ同期出力（2bit）、
ブランチステップ指定、
トリガ出力
シーケンス制御（78）

ジャンプ回数（1〜9999または∞）、ジャンプ先ステップ指定、

430
665
（743）

交流相電圧、周波数、波形、直流電圧、
ステップ開始位相、
ステップ終了位相、位相角、
ステップ終端、

430

Type1

（78）

出力レンジ、AC/DCモード（左記2項目は1シーケンスに対して共通）、

887
（965）

一定、保持、
リニアスイープ

パラメタ

（78）

ステップ内動作Type2（78.1）

ステップ時間設定範囲 0.0010s〜999.9999s

圧
相電圧設定、線間電圧設定（単相3線）、線間電圧設定（三相4線）（実効値）※多相モデル、
マルチ相モデルの多相出力は各相共通設定
周波数上限または下限の設定（下限≦上限であること）
リモートセンシング
計測および出力補正に用いる電圧検出点を、
出力端子、センシング入力端子のいずれかに切換える機能
AGC
検出点電圧と出力電圧設定値の実効値を一致させるよう、
連続的に自動補正する機能。
応答時間100ms以内（typ.）（DC/50Hz/60Hz、定格出力電圧において）オートキャル
オートキャルをオンするたびに検出点電圧を計測し、出力電圧の実効値が電圧設定値と等しくなるよう補正する機能（補正係数を使用）
クリップ正弦波
メモリ数3（不揮発性）
CF
可変範囲：1.10〜1.41 設定分解能：0.01 実効値補正：あり
クリップ率 可変範囲：40.0%〜100.0% 設定分解能：0.1% 実効値補正：なし
任意波
メモリ数
16
（不揮発性）
波形長4096 ワード
振幅分解能 16bit
外部同期信号入力
同期信号源切換：外部同期信号（EXT）
または電源入力（LINE）（SYNCモードのみ）
同期周波数範囲：40Hz〜500Hz
電圧設定信号入力
利得設定範囲：0.0〜227.0倍/0.0〜454.0倍（VCAモードのみ）
設定分解能：0.1
外部信号入力＊利得設定範囲：0.0〜227.0倍/0.0〜454.0倍（EXTおよびADDモードのみ）設定分解能：0.1
入力周波数範囲：DC〜550Hz（正弦波）、DC〜100Hz（正弦波以外）
メモリ機能
不揮発性メモリに各種設定を保存・読み出し
メモリ数
基本設定：30、シーケンス：5、電源変動試験：5、クリップ正弦波：3、任意波：16
保護機能
出力異常
（出力過電圧，
出力過電流等）、
パワーユニット異常、
内部制御異常（内部通信異常等）に対して保護動作
外部制御入出力
外部信号（または無電圧接点）を用いて本機をコントロール可能
制御入力、状態出力
外部インタフェース
USBインタフェース［USB1.1，
USBTMC］（GPIB/LANは、ご注文時選択）RS-232インタフェース（バイナリ転送不可）
GPIBインタフェース［IEEE488.1 std 1987］（バイナリ転送、
シリアルポール不可）
LANインタフェース（LXI1.4）
USBメモリインタフェース
使用可能メモリ：USB1.1またはUSB2.0に準拠
コネクタ：USB-A（フロントパネル）
書込み/読込み可能内容：基本設定メモリ
シーケンス、電源変動試験、任意波
出力リレー制御
出力リレーによるオン/オフまたは
出力リレーを使用しないハイインピーダンスのどちらかを選択
波形モニタ出力
出力電圧/出力電流の波形をモニタ
（切換え）
LCD表示
5.7インチ、
コントラスト0〜99、青基調または白基調
その他機能
ビープ音、
キーロック、電源投入時出力設定、トリガ出力設定、時間単位設定、リセット機能

（665）
516

430

設定範囲制限機能 電

1463（1649.3）

最大255（1シーケンスに対して）（67） 46Type4（108.2）

ステップ数

（92）

5
（不揮発性）

398
（476）

メモリ数

（78）

■シーケンス【側面図】

430※幅以外の寸法はType5L・6L共通です。

26

Ordering Information

オーダリングインフォメーション■ご注文型名DP □□□ □ □（E）＊

出力形式 ▶ S：単相＊ D：単相3線 T：三相 M：マルチ相タイプ▶ なし：逆潮流対応なし
L ：短時間逆潮流対応（20ms)
R ：逆潮流対応
出力容量 ▶ 015：1.5kVA〜480：48kVA＊CEE7（欧州向け出力アウトレット）をご指定の場合

ご注文時指定以下の 3 点をご指定ください。
①インタフェース

GPIB または LAN（LXI）②電源入力

単相 100V〜２３0V
三相 3 線 200V〜220V
三相 4 線 380V
・1.5kVA, 3kVA モデルは、単相のみ（指定不要）
・15kVA 以上のモデルは、三相 3 線、三相 4 線のいずれか
・DP060LM, DP120LM の単相入力は、200V〜230V③出力アウトレット（12kVA までの単相出力モデルに装備）日本／北米向け（NEMA 5-15）または 欧州向け（CEE7）■オプション
機種に応じて必要なオプションをお選びください。
■ リモートコントローラ DP008■ システムケーブル（単相3線用）
PA-001-1720
PA-001-2715（DP360S/DP420LS/DP480LS用）■ システムケーブル（三相用）
PA-001-1721
PA-001-2716（DP240S用）
PA-001-2717（DP360S/DP420LS/DP480LS用）■ 電源ケーブル（約3m） 電源入力用ケーブル、機種に合わせて選択。詳細はお問い合わせください。
■ ケーブルホルダ

本体に取り付けて電源入力端子、出力端子に接続するケーブルを固定します。
詳細はお問い合わせください。

■ 交換用エアフィルタ 機種に合わせて選択。詳細はお問い合わせください。
■ ラックマウント金具

機種に合わせてEIA（インチ）／JIS（ミリ）から選択。詳細はお問い合わせください。

DPシリーズ価格一覧表をご用意しています。

※このカタログの記載内容は、2021年 4 月 6日現在のものです。
●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。
●ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。