各種周波数特性測定用途にあわせて、性能・機能・操作性を大幅に向上！

スから
ク
ニ
ロ
ト
ク
レ
のパワーエ
ど
な
電
給
ス
レ
イヤ
究まで
研
オ
イ
インバータ・ワ
バ
端
先
池の評価、
電
・
品
部
子
電
サーボ制御、                                               サーボ特性

伝達特性

PSRR

PLL 応答特性

振動伝達特性

インピーダンス

アドミタンス

インピーダンス測定

電気化学インピーダンス（EIS）

周波数特性を高精度に測定するなら、エヌエフのFRA。

圧電素子の共振特性測定
圧電アクチュエータ等に使用する圧電素子の電気的共振特性を高精度に測定できます。
FRA51615 は FFT アナライザなどと異なり、特定の周波数範囲の周波数分解能を細かくでき、高い位相精度を持っているので、共振点付近の特性を詳細に知ることができます。
ランジュバン型圧電素子の共振特性測定

測定ブロック図
周波数特性分析器

実測データ

バイポーラ電源と組み合わせれば、
FRA51615

小振幅特性だけではなく、大振幅

高速バイポーラ電源
BA4825特性（実駆動電圧での特性）を測定

圧電素子アドミタンス特性

800

120

可能です。

電子回路、電子部品・材料からメカ

アドミタンス [μS]

電圧増幅

トロニクス・電気化学まで、幅広いIN

分野の周波数特性測定をカバー。

コンパクト

各分野で必要な性能・機能を装備することで、再現性の高い測定データ

OSC CH1.
Y= CH2／CH1

CH2

−

検出抵抗

I OUT

＋

アドミタンス特性を提供し、測定作業の効率化を推進。

−

350mm

FRA51615 は、当社の FRA をお使いいただいているお客様のご要望を

圧電素子

V OUT

90

600

60

400

30
200

アドミタンス
位相

0
10

＋

20

30

周波数 [kHz]位相 [deg]

ループ特性

0
-30
100

50

取り入れ、細部にわたって使いやすさを追求したエヌエフ FRA の最新作
です。

大画面

タッチパネル

直感的な操作軽量

8.4 inch SVGA

電圧を印加した積層セラミックコンデンサの特性測定

8.5kg

フィルムコンデンサや電解コンデンサからの置き換えが進む積層セラミックコンデンサは、電圧値や周波数帯域により静電容量が変化するため、実際に使用される条件で静電容量を測定し、最適な容量を確認することが重要です。

基本
性能■測定周波数

10 μHz〜15 MHz■測定速度

0.5 ms/point■基本確度

利得 ±0.01 dB, 位相 ±0.06°■アイソレーション / 最大入力電圧

600 V CATⅡ/ 300 V CATⅢ
■最大測定電圧600 Vrms

機能満載

測定ブロック図
周波数特性分析器

実測データ
FRA51615

高速バイポーラ電源
HSAシリーズ■シーケンス測定

電圧増幅

AC振幅依存性IN■マーカサーチ機能

OSC CH1

CH2−■群遅延測定I OUT■周波数変化時位相制御

V OUT

−

■ロード補正

セラミック
コンデンサ

（公称値 100 μF）＋

周波数掃引させた交流信号をバイポーラ電源で増幅して、セラミックコンデンサに印加し、実際に使用する条件で、静電容量の周波数特性を測定します。

■ポート延長機能■電位勾配除去機能■外部基準クロック

検出抵抗
＋

ほか

が
ここ
！
利
便

DCバイアス重畳特性

シーケンス測定■AC 振幅0.01Vpk

0.1Vpk

1Vpk

3Vpk■DCバイアス1

周波数特性分析器（Frequency Response Analyzer：FRA）は、

入力レンジを最適化するオートレンジング機能とフローティング

正弦波のスイープ信号を被測定物に与え、その周波数応答（利得・された入出力回路を備え、入力信号レベルや被測定対象のGND位相）を、ノイズ除去特性に優れたディジタルフーリエ演算方式に電位を気にすることなく、ダイナミックに変化する周波数応答をより高精度に測定する装置です。

高精度に測定できます。

Cs [μF]Cs [μF]

？
とは

+1V

+2V

+3V

+4V

100

110

FRA

0V

110

120

100
90

90
80
70
60

80
10

100

周波数 [Hz]

1k

10k

50

10

100

周波数 [Hz]

1k

10k

シーケンス機能を使うことで、同じ周波数範囲で、AC 振幅や DC バイアスを変更して測定することができます。
複数の条件を一回のシーケンスで測定し、結果を一画面表示できます。
電圧値により特性が変化する積層セラミックコンデンサ（MLCC）やインダクタ、トランスなどを効率よく測定できます。

2

電池の内部インピーダンス測定

ワイヤレス給電伝送効率測定

FRA は直流の影響を受けにくいので、リチウムイオン電池や燃料電池など各種電池の任意の出力電流で詳細なインピーダンス特性を測定

EV 充電器などのワイヤレス給電は「磁気共鳴方式」が主流で、基礎研究から実証実験、実用化へと進んでいます。

できます。FRA51615 は 10 μHz の超低周波の測定にも対応し、電池の測定精度向上を考慮した各種新機能を搭載しています。

磁気共鳴方式の実用上の周波数は数 kHz から十数 MHz であり、共振周波数特性の評価には、伝達特性測定が必要です。
測定ブロック図

実測データ

が周波数変化時位相制御
ここ
！
利
便

燃料電池の交流インピーダンス測定

位相 0°で周波数を変更する機能。

FRA51615

状態で共振周波数特性を測定します。
移動中の EV に給電することを想定し、伝送位置・距離・角度の違いに対する共振周波数の変化から、伝送効率への影響を確認します。

測定前後で電池の充放電状態が変化

また、伝送コイルなどの構成部品のインピーダンス特性の評価も可能です。

しません。充放電状態を変化させない機能として、従来機にも搭載の位相 0°V
周期 T

測定信号が正弦波とランプ波（電位変動波形）で構成されていると仮定して、正弦波とランプ波

OUT

で発振を停止する機能も有用です。

電位勾配 K

正弦波の振幅と位相のみを測定結果として採用

最小限に抑えることができます。

※測定用の各種周辺機器については、
お問い合わせください。

するので電位変動を大幅に低減します。

広がる！インピーダンス測定アプリケーション●電気二重層コンデンサの ESR測定

新材料開発や医薬品・バイオなどのライフサイエンス分野の分析・評価において、従来からの手法に●インダクタの直流重畳特性測定

加えて、電気的インピーダンスの測定ニーズがあります。当社では、電子計測器を使った経験のない●液体のインピーダンス測定

場合でも、装置や周辺機器の提案から測定サポートまで対応しております。

●溶液・溶剤の特性解析■植物の交流インピーダンス測定例 （コールコールプロット）▼ 新鮮な状態からの変化

実測データ
共振
コンデンサ

ei
（送電側）

測定終了後、自動的に出力をオフする機能。信号印加による電池への負担を

CH1 CH2

共振コンデンサ 伝送コイル

が測定時のみ発振器オン
ここ！
便利

各々の大きさと位相を個別に検出する分析方法。

OSC

IN

●絶縁油の劣化解析▼ 時間経過のため水分が蒸散●植物の活性評価●腐食・塗膜●生体信号解析

まずは、お問い合わせください。

（受電側）

ei

eo

ii

io
効率＝Pi：Po

Pi

eo

負荷
50W
ランプ

180

0

90

-10

0

-20
-30
-40

Po

-90
利得

10k

パワーメータ WT1800（横河メータ＆インスツルメンツ社製）

-180

位相
50k

100k

周波数
［Hz］

500k

1M

フィルタの入出力特性測定
測定ブロック図

周波数特性分析器

FRA51615

がシーケンス測定
ここ
！
便利

など

時間の経過に伴い抵抗値が増加時間の経過に伴い抵抗値が減少10

位相 [deg]

充電中の電位波形t

バイポーラ電源と組み合わせて、共振回路に電力を印加した実際の使用
周波数特性分析器

高速バイポーラ電源
HSAシリーズ

利得［dB］

が
電位勾配除去機能
ここ
！
利
便

実測データ

通信用フィルタの通過帯域測定例

OSC CH1 CH2
全周波数範囲で測定

フィルタ

ゲイン・フェーズ測定

IN

測定しない

OUT

実駆動状態で DC-DC コンバータのループ・ゲイン特性を測定し、位相余裕・利得余裕から回路の安定性を定量的に評価します。

シーケンスあり（必要な周波数範囲のみ測定）

600 V CATⅡ/ 300 V CATⅢにより、非絶縁型 PFC 回路を商用電源に接続した測定にも対応可能です。
周波数特性分析器

負
荷

位相余裕
67deg

フィルタの通過帯域や圧電振動子や水晶振動子の共振点など、特定の周波数領域を測定したい場合などは、シーケンス機能により測定時間の短縮が可能

波形の再現性評価に用いられる群遅延（GD：Group Delay, 入出力間の位相抑えられます。

を角周波数で微分）を表示できます。

負荷変動時の応答性の
注入抵抗（50〜100Ω）●測定時間短縮

リンギングや発振が●クロスオーバ周波数

誤差アンプ

最大 20 通りの設定を変更しながら、1 回の測定で結果が得られ、一画面に表示

GD

余裕が大きいほど、

PWM

Vref

各スイープで、AC 振幅･DC バイアス･積分･周波数範囲 などの測定条件を任意に設定可能■ 測定結果
●位相余裕・利得余裕

利得余裕
18dB

目安になります。

クロスオーバ周波数
57.5kHz=17μs

加速度センサスイープ終了時に、Value で「0 dB」を自動検索すると
位相余裕、
「0°
」を自動検索すると利得余裕を検出し、値を容易に読み取ることが可能です。

発振器出力の信号を増幅し、加振器を振動させます。振幅圧縮機能を
微分・積分機能により、スイープしながら、結果を演算・表示します。

パワーアンプ
加振器
OSC CH1 CH2が 微分・積分演算機能
ここ！
便利

測定データの時間領域における微分／二階微分 ／積分／二重積分を行う機能。

加速度センサやレーザドップラ振動計からの信号を演算し、変位／速度／加速度

マーカ自動サーチ設定
センサ用アンプ

3共振点付近だけ周波数密度を自動的に増やして，高精度に測定することも可能

使えば、周波数に関わらず一定加速度で加振することが可能です。

DUT

がマーカ自動サーチ機能
ここ
！
利
便

●自動高密度スイープ

振動解析
測定ブロック図■ 測定条件 負荷：スイッチング周波数 1MHz の DC-DC コンバータ
測定条件：スイープ周波数 100Hz 〜 1MHz、注入抵抗 51Ω

シーケンスなし●最大 20 通り

実測データ

FRA51615

DC-DCコンバータ
＋

測定しない

が 群遅延機能ここ！
利便

電源回路のループ・ゲイン測定

測定ブロック図

測定しないに変換して表示します。

4

これが、エヌエフのFRA。

測定作業の効率アップ！

便利な機能満載！

シーケンス測定
設定メモリの内容を番号順に読み出し+4 Vてスイープ測定を行う機能です。

多様な測定シーンを考慮した設計
周波数特性分析器

1 スイープで、周波数範囲を最大 20

+3 V

測定しない

分割して、各々の周波数範囲で異なる

測定
しない

測定しない

+2 V
+1 V

振幅、積分設定などで測定できます。

FRA51615

フィルタや圧電素子など、特定の周波数0V

範囲を高密度に測定したい場合、積層、インダ
セラミックコンデンサ（ MLCC）

高精度な測定を実現する信頼のスペック＆機能

クタやトランスなどのバイアス依存性のある部品の測定などに便利です。

測定周波数 10 μHz 〜15 MHz

測定速度

10 μHz の低周波から 15 MHz をカバー。分解能も 10 μHz に

スイープ速度は、最速 0.5 ms/point と高速です。製造ラインに向上しています。電気化学インピーダンス測定に必要な超低周波に対応しています。

DCバイアスを 0 V から
+4 V まで変化させて測定

0.5 ms/point

おけるタクトタイム短縮に貢献できます。

フィルタの通過帯域測定

MLCC の静電容量測定

必要な周波数範囲のみ測定

同じ周波数範囲で、測定条件を変更して測定

マーカサーチ機能

群遅延測定

マーカを移動させて値をフィルタなどの電子回路の波形の再現性評価に用いられる群遅延（GD: Group
Delay、入出力間の位相を角周波数で微分）を表示できます。

読み取るほか、設定した基本確度条件に合致する点をダイナミックレンジ 140 dB

自動的にサーチする

ディジタルフーリエ演算方式と自己校正機能により、常に高い高分解能 A/D 変換器と測定周波数ポイントごとに測定レンジをことができます。

精度で測定します。従来モデルに比べ、利得・位相ともに確度最適化するオートレンジ機能により、広いダイナミックレンジをが向上しています。

確保。測定中の変化に対しても、確実に測定することができます。

利得 ±0.01 dB, 位相 ±0.06°※確度は測定条件により異なります。

アイソレーション 600 V CATⅡ／ 300 V CATⅢ

オートレンジ

発振器出力（OSC）と２つの分析入力（CH1/ CH2）は、筐体

入力信号のレベルに追従し、最適なレンジに設定しながら測定しおよび端子間相互にアイソレーションされており，絶縁定格は

GD

周波数変化時位相制御

グラフ表示

ます。レンジを超えるノイズを検出したら、大きなレンジに自動発振器出力信号の位相が 0°のタイミングで周波数を変更します。

●SPLIT 表示

600V CATⅡ または 300V CATⅢです。

設定して再測定。測定データは、レンジ飽和を起こしていない

これにより、周波数スイープ開始から終了の間の直流分がゼロ

1 画面 1 グラフの SINGLE と上下にグラフを 2 つ表示する

高電圧ニーズが高まるインバータや PFC 回路など、電源回路のデータとなります。レンジ変化に伴う測定値の不連続を解消するになりますので、電池のインピーダンス測定において、充放電

SPLIT を選択可能です。

ループ・ゲイン測定をはじめ、その応用範囲はますます広がります。

ために、固定レンジを選択することも可能です。

状態が変化しません。また、ハイパスフィルタ（HPF）の周波●データトレース

数特性測定においては、直流による過渡応答が生じません。

参照データトレース（REF）と測定データトレース（MEAS）を重ね書き可能です。

自動高密度スイープ

振幅圧縮機能最大 20,000 点の高密度測定に対応し、測定データが急変する
区間だけ、自動的に周波数密度を上げて測定します。

被測定系の飽和や破損を防ぐため、被測定系の振幅レベルが一定になるよう発振器のレベルを制御します。

積分機能

自動積分機能●オープン補正／ショート補正

ノイズの影響を取り除いて測定するためのデータ積分機能です。

ノイズによる測定変動分が、設定した値以下になるまで積分を測定を繰り返す期間は、サイクル数または時間で設定します。

繰り返す機能です。

測定誤差を低減します。（インピーダンス測定）

誤差補正
オープン／ショート／ロード補正, ポート延長機能 ,電位勾配除去機能 , イコライズ

測定データ
参照データ

開放時の浮遊アドミタンス、短絡時の残留インピーダンスによる

重ね書き●ロード補正既知の値を持つ試料を標準インピーダンスとして誤差を補正し遅延機能

微分・積分演算機能

ます。（インピーダンス測定）

周波数変更時の過渡応答による誤差を軽減するため、測定開始

測定データの時間領域における微分／二階微分／積分／二重積分までの時間を遅延する機能。スイープまたはスポット測定開始時を行う機能。加速度センサやレーザドップラ振動計からの信号を

長いケーブルを使用したときの伝搬遅延時間による誤差を補正

のみ、測定開始までの時間を遅延する機能も追加になりました。

スイープしながら演算し、変位／速度／加速度に変換して表示。

●ポート延長機能します。
（インピーダンス測定）●位相 UNWRAP 表示0°, 180°, 360°
で折り返さず位相を連続表示します。
±360°を超える位相の表示も可能です。

●電位勾配除去機能
測定信号が正弦波とランプ波（電位変動波形）で構成されていると

インタフェース
GPIB, USB, LAN, RS-232, VGA
GPIB, USB, LAN, RS-232 インタフェースを標準装備。

RS-232 GPIB LAN USB
AUX

直流電源出力＊リア

VGA

外部モニタ出力

自動計測システムの構築が可能です。

●イコライズ
外部に接続したセンサやケーブルなどの測定系の周波数特性を+270°（ゲイン・フェーズ測定）を装備しました。その他の出力コネクタ等は、右の背面写真の説明を

5電池などの充放電に伴う電位変化の影響を取り除きます。
（インピーダンス測定）

あらかじめ測定し、測定系の誤差分を補正します。

また、背面に外部モニタやプロジェクタとの接続用に、VGAコネクタ
ご覧ください。

仮定して、正弦波とランプ波の各々の大きさと位相を個別に検出。

外部基準クロック 10MHz
DCバイアス出力
他の機器と同期＊シグナルインジェクタプローブ 5055（別売）用※各々（ ）内の測定で用いる補正機能です。

-360°←位相 UNWRAP 表示

6

仕 様
コネクタ

絶縁型 BNC コネクタ（正面パネル，OSC）

周波数

10 μHz 〜 15 MHz
設定分解能：10 μHz
確度：±10 ppm（内部基準クロック使用時）

AC 振幅

スイープまたはスポット測定先頭のみ測定開始までの時間を遅延する機能
0 〜 9,990 s または 0 〜 9,999 サイクル

自動積分機能ノイズによる測定変動分が、設定した値以下になるまで積分を繰り返す機能

0 〜 10 Vpk
設定分解能：3 桁または 0.01 mVpk のいずれか大きい方

DC バイアス

測定開始遅延機能−10 V 〜 +10 V

変動分設定：FIX、SHORT、MED、LONG
振幅圧縮機能被測定系の飽和、破損を防ぐため、被測定系の振幅が一定になるように発振器出力を自動調整する機能

設定分解能：10 mV
出力インピーダンス

50 Ω ±2 ％ （1 kHz）

最大出力（AC+DC）

電圧 ±10 V

目標振幅設定：1 μV 〜 600 Vrms
発振器出力電圧の電圧制限 : 1 mV 〜 10 Vpk
許容誤差設定：1 〜 100 ％電流 ±100 mA
スイープ

スイープ時間：最速 0.5 ms（周波数 1 点あたり）
SLOW： 約 10 秒で徐々に増減し、設定電圧測定開始／終了時に自動オン／オフ可
アイソレーション

位相： 0 〜 180°
シーケンス測定機能

600 V CATⅡ／ 300 V CATⅢ

対筐体容量

OUT 設定時に出力[上限メモリ番号 −1] の設定条件で、メモリ番号 1
まで連続してダウンスイープ測定を行う

2 チャネル（CH1、CH2）

入力コネクタ

絶縁型 BNC コネクタ

入力インピーダンス

1 MΩ ±2%、並列に 20 pF±5 pF

測定レンジ

10 レンジ（30 m／100 m／300 m／1／3／
10／30／100／300／600 Vrms）およびオート
CH1、CH2 独立設定

最大入力電圧600 V CATⅡ／ 300 V CATⅢ

最大測定電圧600 Vrms：付属ケーブル使用時

オーバー検出設定

0 〜 600 Vrms
140 dB（10 Hz 〜 1 MHz）
アイソレーションモード除去比
120 dB 以上（DC 〜 60 Hz）

測定モード

DOWN SWEEP ：スイープ測定（周波数降順）
SPOT：現在の周波数で測定（非スイープ）
REPEAT：繰り返し測定
SINGLE：1 回測定して待機
積分機能

ノイズの影響を取り除いて測定するためのデータ積分機能0 〜 9,990 s または 1 〜 9,999 サイクル

遅延機能

周波数変更後、測定開始までの時間を遅延
0 〜 9,990 s または 0 〜 9,999 サイクル

7

などの確度

信号に重畳している DC レベルが、時間とともに

上段：ゲイン（比）、中段：インピーダンス Z、下段：位相

信号レベル
（rms）

直線的に変化している場合、その DC レベルの周波数
≦ 100 kHz ≦ 200 kHz≦ 1 MHz≦ 2 MHz±0.02 dB

±0.02 dB

±0.05 dB

±0.1 dB±0.24 %

±0.24 %

±0.58 %

±1.2 %±0.12°±0.12°

±0.3°

±0.6°

周波数
≦ 5 MHz≦15 MHz±0.2 dB±0.5 dB±2.4 %±5.9 %

±1.2°

±3.0°

影響を受けずに分析する機能（充放電中の電池のインピーダンス測定時に使用）

表示部
表示器

8.4 インチカラー TFT-LCD（SVGA）
タッチパネル付き

グラフ表示スタイル

SINGLE：画面に 1 つのグラフを表示

SPLIT：画面に 2 つのグラフを上下に表示

メインマーカ、デルタマーカ

マーカサーチ機能

相対確度＝ ±（｜基本確度｜＋｜ダイナミック確度｜＋｜レンジ間確度 ×N｜）

100 kHz 以下 かつ 信号レベルが 30 Vrms 〜 600 Vrms の時：

検索項目
Max, Min：最大値 , 最小値
Peak, Bottom ：ピーク（極大値）, ボトム（極小値）
Next Peak ：次のピーク
Next Bottom ：次のボトム
Value ：マーカ値⊿Value ：デルタマーカとメインマーカの差
X Value ：周波数
※スイープ測定終了時に自動サーチ可能

校正確度：外部に接続されるシャント抵抗、プローブ、校正用標準器
などの確度
基本確度
測定レンジ
（rms）

周波数
≦ 100 kHz ≦200 kHz≦1 MHz≦ 2 MHz±0.2 dB
600 V±2.4 %±1.2°±0.1 dB
±0.6°

分析モード

±0.58 %

比：±0.1 dBグラフの種類

ボード線図、ナイキスト線図、ニコルス線図±0.29 %

±1.2 %

測定データ項目dBR（ゲイン dB）、θ（位相）、GD（群遅延）、±0.06°±0.15°±0.6°≦15 MHz

10 V±0.2 dB±0.5 dB±2.4 %±5.9 %

±1.2°

±3.0°

条件：
・積分 30 サイクル以上
・両チャネルとも固定レンジ、両チャネル同一レンジ
・両チャネルともレンジフルスケール信号入力時のゲイン･Z･位相の誤差※表中のは、測定不可または確度仕様がありません。

R（ゲイン絶対値／振幅）、a（ゲイン実部／
振幅実部）、b（ゲイン虚部／振幅虚部）

表示オン／オフ可
誤差補正データ

ロード補正データ、イコライズデータ
20 組

データ保持

内部ストレージに保存していない測定データを除き、電源をオフしても保持

外部記憶

インピーダンス測定
CH1の測定値の振幅を電圧量、CH２の測定値の振幅を電流量として測定
分析モード

オープン補正データ、ショート補正データ、

測定条件データ

補正機能（イコライズ） センサやケーブルなどの測定系の周波数特性を補正

測定方法

測定データ（MEAS）と一緒に表示可能なデータ
測定データまたは USB メモリからコピー可CH1／ CH2，CH2／ CH1±0.025 dB≦ 5 MHz

測定データ（MEAS） スイープ測定したデータ、最大 20 データを内部メモリ保存可能±0.12 %

周波数

オン／オフ可データメモリ

参照データ（REF）±0.01 dB

測定レンジ
（rms）

30 mV

内部で生じる時差を自己測定し補正する機能

振幅： CH1, CH2

±0.3°

30 mV

±0.5 dB ／±6.0 ％／ ±3.0°
条件：
・積分 30 サイクル以上
・両チャネルともオートレンジ
・両チャネルの入力信号レベルの関係が 1：1 または 1：0.1 のとき、大きい方のチャネルの入力信号レベルが 7 Vrms を基準として、上記の範囲内で変化した
ときのチャネル間のゲイン･Z･位相の変動分

ゲイン測定±0.05 dB
100 V

測定データトレース（MEAS）±0.1 dB ／±1.2 ％／ ±0.6°

誤差補正機能（キャリブレーション）±1.2 %

300 V

7V

15 MHz 以下 かつ 信号レベルが 100 mVrms 〜 20 Vrms の時：

上段：ゲイン（比）、中段：インピーダンス Z、下段：位相30 V

UP SWEEP：スイープ測定（周波数昇順）

電圧勾配除去

マーカ表示

測定確度

200 pF 以下

演算処理機能2 端子測定時のケーブルによる位相遅れの誤差を補正

校正確度：外部に接続されるシャント抵抗、プローブ、校正用標準器

ダイナミック確度（抜粋） ゲイン（比）／インピーダンス Z ／位相ゲイン（比、無名数）／インピーダンス 切り換え

〜

対筐体容量

筐体

ロード校正値：最大 10 点の周波数での校正値を入力
ポート延長

測定確度＝ 相対確度 ＋ 校正確度

1 〜 20

分析処理部
表示単位

600 V CATⅡ／ 300 V CATⅢ
BNC グラウンド 対

ロード補正

グラフの表示スケールを自動的に最適に設定〜

アイソレーション

ショート補正相対確度＝ ±（｜基本確度｜＋｜ダイナミック確度｜）

7V

オープン補正オートスケーリング機能

80 dB（1 MHz 〜 15 MHz）
IMRR

Q（品質係数）補正機能

条件：
・積分 30 サイクル以上
・両チャネルともオートレンジ。
・両チャネルの入力信号レベルが同じ大きさのときのゲイン･Z･位相の誤差（オーバランプ点灯、ブザー警告、スイープ測定中止）
ダイナミックレンジ

D（損失率）

参照データトレース（REF）

上限メモリ番号設定範囲

固定レンジ

入力チャネル数θ（位相）データトレース

出力抵抗： 600 Ω ±2 ％分析部入力

Rs, Rp（レジスタンス）

15 MHz 以下 かつ 10 V レンジ以下：±0.05 dB ／±0.58 ％／±0.3°

信号レベル
（rms）

最初に上限メモリ番号の設定条件で、次に設定範囲：−10 V 〜 10 V

Cs, Cp（キャパシタンス）
V（電圧）・DOWN SWEEP

コネクタ： BNC コネクタ

Ls, Lp（インダクタンス）

（
I 電流）

・UP SWEEP

スイープ測定を行う

DC BIAS OUT（背面） DC バイアス出力先を背面パネルの DC BIAS

G, B（コンダクタンス、サセプタンス）

100 kHz 以下 かつ 300 V レンジ以下：±0.05 dB ／±0.58 ％／±0.3°

基本確度

設定条件で上限メモリ番号まで連続してアップ

150 pF 以下

Y（アドミタンスの大きさ）

レンジ間確度（抜粋） ゲイン（比）／インピーダンス Z ／位相測定条件のメモリ内容に従って測定を行う機能
メモリ番号 1 の設定条件で、次にメモリ番号 2 の（BNC グラウンド 対 筐体）

R, X（レジスタンス、リアクタンス）

条件：
・積分 30 サイクル以上
・両チャネルとも固定レンジ，両チャネル同一レンジ
・両チャネルの入力信号レベルの関係が 1：1 または 1：0.1 のとき、入力信号レベルが大きい方のチャネルのレンジフルスケールからレンジの 1/10 まで変動したときのチャネル間のゲイン･Z･位相の変動分

測定確度＝ 相対確度 ＋ 校正確度

dBR： 0 〜 1000 dB

0°位相での出力オフ／周波数変更機能
AC, DC 同時オン／オフおよび AC のみ単独にオフ可Z（インピーダンスの大きさ）

15MHz 以下 かつ 100mV 〜 10V レンジ：±0.5 dB ／ ±6.0 ％／ ±3.0°

変化幅の設定範囲
a, b, R： 0 〜 600 Vrms

または 0 V にする

ボード線図、ナイキスト線図、コールコールプロット

測定データ項目前後区間のスイープ密度を上げて測定する機能

測定データが大幅に変化するとき、自動的にそのオートレンジ

QUICK： 瞬時に設定電圧または 0 V にする

グラフの種類100 kHz 以下 かつ 300 mV 〜 600 V レンジ：±0.1 dB ／ ±1.2 ％／ ±0.6°

条件：
・積分 30 サイクル以上
・両チャネルとも固定レンジ
・両チャネルの測定レンジが 1 つ異なり、入力信号レベルは両チャネル同じ（小さい方のレンジのフルスケールレベル）ときのゲイン･Z･位相の誤差

補正率：1 〜 100 ％
自動高密度スイープ

ダイナミック確度（抜粋） ゲイン（比）／インピーダンス Z ／位相100 kHz 以下 かつ 600 V レンジ：±0.1 dB ／ ±1.2 ％／ ±0.6°

最大リトライ回数：1 〜 9,999

スイープ密度：3 〜 20,000 steps／ sweep
スイープ種類：リニアまたはログ選択可

出力制御

固定レンジ

発振部

インピーダンス CH1／ CH2
アドミタンス
電圧

CH1

電流

CH2

CH2／ CH1

媒体

USB メモリ

コネクタ

正面パネル、USB-A コネクタ

ファイルフォーマット FAT
画面イメージ

MS Windows ビットマップファイル（拡張子 .BMP 画面サイズ 800×600)

8外部入出力機能
インタフェース

GPIB：準拠規格

IEEE488.1,

電IEEE488.2

源

LAN ：10 ／ 100 Base-T

消費電力

RS-232：通信速度

プロジェクタ、外部モニタなどの接続用動作保証温度・ +5℃〜 +40℃、5 〜 85％ RH（ただし、絶対湿度 1 〜 25 g ／ m3、結露がないこと）
湿度範囲

コネクタ：VGA（ミニ D-Sub15 ピン、メス）

×177（H）
×350（D）（突起物を除く）
外形寸法（mm） 430（W）

信 号：800×600 dot（SVGA）

質

4800 〜 230400 bps

量付属品

アナログ RGB コンポーネント映像信号
基準クロック入力

最大 100VA

約 8.5 kg
取扱説明書（本体、外部制御）
電源コードセット（3 ピンプラグ付き, 2 m）

周波数： 10 MHｚ±100 ppm 以内

信号ケーブル（BNC-BNC 50Ω 1m, 600 V CATⅡ）×3

入力波形：正弦波または方形波

キャリブレーション用ケーブル（BNC-BNC 50Ω, 20 cm）×2

入力電圧 ：0.5 Vp-p 〜 5 Vp-p
基準クロック出力AC100 V 〜 230 V ±10％、ただし 250 V 以下
50 Hz ／ 60 Hz ± 2 Hz

USB ：USBTMC

外部モニタ

オプション・周辺機器

一般事項

BNC アダプタ（T ブランチ、600 V CATⅡ）

出力インピーダンス：50 Ω（公称値）、AC 結合
周波数：10 MHｚ±10 ppm 以内（内部基準クロック使用時）
出力波形：1 Vp-p ／ 50 Ω、方形波

直流電源出力シグナルインジェクタプローブ 5055（オプション）用
電源出力
コネクタ： 背面パネル、AUX コネクタ
出力電圧： 約 ±24 V

型名5055
PA-001-0368
PA-001-0369
PA-001-1840
PA-001-1841
PA-001-1838
PA-001-1839
PA-001-0370
PA-001-0419
PA-001-0420
PA-001-0421
PA-001-0422
PA-001-3058
PC-007-0364
PA-001-3059
PC-001-4503
PC-002-3347
PC-007-1490
PC-007-1922
PA-001-3036
PA-001-3037

品名

備考

シグナルインジェクタプローブ

最大 ±11V

インピーダンス測定アダプタ ＊1
ループゲイン測定アダプタ ＊1
ハイパワーインピーダンス測定アダプタ (1Ω) ＊2
ハイパワーインピーダンス測定アダプタ (100Ω)＊2
テストフィクスチャ用変換アダプタ (1Ω) ＊1
テストフィクスチャ用変換アダプタ (100Ω) ＊1
シャント抵抗＊2
高耐圧クリップセット（3 本セット）
高耐圧ワニ口ケーブルセット ( 小 )（3 本セット）

最大 300 V CATⅡ

高耐圧ワニ口ケーブルセット ( 大 )（3 本セット）
みの虫ケーブルセット（3 本セット）＊1
高耐圧延長 BNC ケーブルセット（15cm, 3 本セット）
高耐圧延長 BNC ケーブル（1m）
高耐圧 BNC ケーブルセット（20cm, 2 本セット）

保守用（本体付属品）

高耐圧 BNC アダプタ（T ブランチ）

保守用（本体付属品）

高耐圧 BNC ケーブル（1m）

保守用（本体付属品）

インピーダンス測定アダプタ用ケルビンクリップ

保守用

ループゲイン測定アダプタ用クリップケーブル

保守用

ラックマウントキット（EIA）
ラックマウントキット（JIS）

安全に測定できるのは、測定カテゴリなし かつ 42 Vpk 以下の回路に限定されます。
＊2 測定カテゴリがないので、主電源に直接接続された回路の測定には使用できません。
＊1

外形寸法図

測定アダプタ・ユニット等
シグナルインジェクタプローブ

インピーダンス測定アダプタ

PA-001-0368

PA-001-0369

サーボ系などのループ特性を閉ループのまま測定するための補助ユニット。

電子部品などのインピーダンス測定用アダプタ。
電流検出用のシャント抵抗（1 Ω, 10 Ω, 100 Ω ）を内蔵。 ※印接続にはPA-001-3058が必要

負帰還回路が動作している状態で、ループゲインを測定するためのアダプタ。

ループゲイン測定アダプタ

(16)

177
(193)

5055

(7)

430
(444)

(7)

(13)

350
(374)

(11)

PA-001-1840（1 Ω）
PA-001-1841（100 Ω）

PA-001-1838（1 Ω）
PA-001-1839（100 Ω）

ハイパワーインピーダンス測定アダプタ※印接続にはPA-001-3058が必要

PA-001-0370

シャント抵抗テストフィクスチャ用変換アダプタ

最大入力電圧250 Vrms
単位：mm

バイポーラ電源と組み合わせて、実際の動作電圧でインピーダンスを測定するためのアダプタ。
シャント抵抗（1 Ω または100 Ω ）を内蔵。

LCRメータ用各種テストフィクスチャ/テストリードを接続するためのアダプタ。
シャント抵抗（1 Ω または100 Ω ）を内蔵しています。

1 Ωの4端子抵抗を内蔵したシャント。インピー
ダンス測定にて、被測定物に流れる電流（最大1 Arms）を検出する場合に使用します。

別売ケーブル・保守部品等
PA-001-0419

高耐圧ワニ口ケーブルセット（小）（3 本セット）

PC-001-4503

PC-002-3347

高耐圧 BNC アダプタ
（T ブランチ）※本体付属、保守用

9PA-001-0420

高耐圧クリップセット（3 本セット）

高耐圧 BNC ケーブル（1m）※本体付属、保守用

PA-001-0421

PA-001-0422

高耐圧ワニ口ケーブルセット（大）（3 本セット）

みの虫ケーブルセット（3 本セット）

PC-007-1490

PC-007-1922

インピーダンス測定アダプタ用
ケルビンクリップ※保守用

PC-007-0364

高耐圧延長 BNC ケーブル（1m）ループゲイン測定アダプタ用
クリップケーブル
※保守用

10

関連製品
インピーダンスアナライザ ZA57630

NEW● 周波数範囲 10 μHz 〜 36 MHz● 基本確度 ±0.08 %● インピーダンス範囲 10 μΩ 〜 100 GΩ（外部拡張測定モード）● 測定 AC 信号レベル 0.01 mVrms 〜 3 Vrms / 0.1 μArms 〜 60 mArms● 測定時間 0.5 ms/point

ゲイン・フェーズ分析器 FRA51602● 測定周波数 10 μHz 〜 2 MHz● 利得確度 ±0.01 dB、位相確度 ±0.06°● ダイナミックレンジ 140 dB● アイソレーション / 入力電圧 600 V CATⅡ/ 300 V CATⅢ
● 最大測定電圧 600 Vrms

DC バイアス重畳 インダクタンスアナライザ
インダクタンスアナライザ 3260B● 測定周波数 20Hz〜3MHz● 基本確度 0.1%
● インピーダンス測定レンジ 最大 2GΩ
DC バイアス電流源 3265BQ● 最大電流出力 25A

最大250Aの大電流を重畳可能

バイポーラ電源● 専用テストフィクスチャ

※120MHzまでの高周波における電流重畳に対応する機種も御用意。
※桑木エレクトロニクスの製品です。

FRA の発振器出力を増幅し、高電圧や大電流など実際の動作条件をシミュレート。

HSA シリーズ / BA4825

BP シリーズ

高速バイポーラ電源

バイポーラ電源●最大 300 Vp-p、最大 2 Arms

●最大 ±60 V●DC〜最高 10 MHz●DC〜150 kHz●高スルーレート

HSA4101●4 象限動作DC〜10 MHz142 Vp-p / 2.8 Ap-p

●低出力インピーダンス●HSAシリーズ 3モデル

BA4825●大電流

BP4610±10 A 〜最大 ±100 A（10モデル） DC〜150 kHz, ±60 V / ±10 A●定電圧 (CV) ／定電流動作 (CC）

CV/CC

●電圧・電流 4 象限動作

DC〜2 MHz, 300 Vp-p / 0.5 Arms

※このカタログの記載内容は、2019年9月24日現在のものです。
●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。
●ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。
●記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。

0120-545838
いいヒント、アドバイスあります。

受付時間 9：30〜17：30（土・日・祝日を除く）

SG19X-S18-4A2