科学・産業機器

高精度260℃・360℃の大型恒温器、カスタマイズも可能
Fine Ovens

精密恒温器（ファインオーブン）

弊 社ホームペ ージ上 でお客 様 登 録 いただけますと通常1年の無償保証が2年間となります。

DF412/612・DH412/612
温度制御範囲内容積

室温＋15℃~260℃（DF型）、室温＋15℃~360℃（DH型）

JIS温度勾配10℃（at 260℃）（DF412/612型）、12℃（at 360℃）（DH412/612型）

91L（DF412/DH412型）/216L（DF612/DH612型）❶ 恒温・乾燥器
恒温恒湿器

均一な加熱処理を考えたサイドフロー。

/●風速可変機能を標準装備により軽量試料の熱処理や粉体の飛散を抑制します。
●V型コントローラ搭載により操作パネルの表示視認性、操作性をアップし、消費電力・CO2排出量・ヒータ操作量のモニタ表
示、風速可変機能を標準装備しています。
高温炉・パージガス ●プログラム運転機能が可能です。
（最大99ステップ、99パターン、繰返し運転機能）
産業機器●クイックオートストップ運転機能、ファプラズマ装置
ンエラー検知機能を搭載しています。
恒温培養器 ●排気ダンパを搭載しています。
凍結乾燥・冷却トラップ

滅菌器
純水製造装置91L

恒温液槽（OP46架台／オプション）

216L

DF412型

DH612型（OP66架台／オプション）

恒温水
循環装置

加熱器
濃縮器
減圧・加圧ポンプ

洗浄器

天秤
pH 計

内部観察装置
分光・発光・蛍光装置
液体／ガス
クロマトグラフ
物性計測装置コントローラ

表面観察装置強制送風循環および換気
室温＋15〜260℃
室温＋15〜360℃
約50分（270℃設定260℃通過時間）
約60分（370℃設定360℃通過時間）±0.1℃（at 260℃）JTM K05／1.0℃（at 260℃）JIS±0.2℃（at 360℃）JTM K05／2.0℃（at 360℃）JIS±1.5℃（at 260℃）JTM K05／10℃（at 260℃）JIS±2.5℃（at 360℃）JTM K05／12℃（at 360℃）JIS
ステンレス鋼板／電気亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装
グラスウールステンレスパイプヒータ
軸流ファン／コンデンサ型モータ
内径33mm （背面）：1個
P.I.D.制御▲▼キーによるデジタル設定方式
設定温度表示：橙色LEDデジタル表示（分解能：1℃）、槽内温度表示：緑色LEDデジタル表示（分解能：1℃）
昇温／安定／降下状態を示す温度パターンLED表示
1分〜99時間59分設定：時間運転／1分 24時間設定：時刻運転／1分
定値運転、クイックオートストップ運転、オートスタート運転、オートストップ運転、プログラム運転：最大99ステップ、99パターンまで、繰り返し運転機能

式
温度制御範囲最高温度到達時間
温度調節精度／温度変動※１
温度分布精度／温度勾配
内装／外装
断熱材
ヒータ
送風機ファン／モータ
ケーブル孔
温度制御方式
温度設定方式
温度表示方式その他の表示タイマ／タイマ分解能
運転機能
成フィルター方

付加機能
ヒータ回路制御／センサ安全装置

微生物・細胞
関連装置

格

冷凍庫・冷蔵庫規

遠心分離機

環境・プロセス
関連装置

試験機器

付属品

合成・前処理装置

式

構

送液ポンプ

211780

型

能造粒
乾燥装置

商品コード性

乳化・撹拌・振とう器

■仕様

価内寸法
外寸法※2内容積
電源 50/60Hz 定格電流
ヒータ
棚受段数／棚受ピッチ
棚板耐荷重
重さ
棚板／棚受

格

DF412

211781

DF612

99

DH412

211783DH612

通電／運転時間の積算機能（65535時間まで）、カレンダタイマ（24時間）、キャリブレーションオフセット機能、消費電力・CO2
排出量・ヒータ操作量のモニタ表示、停電復帰モード選択、ユーザ設定情報の保存・呼出、風速可変機能
トライアック ゼロクロス方式／K熱電対（温度制御用、独立過昇防止器用）
自己診断機能（センサ異常検知、ヒータ断線検知、トライアック短絡検知、メインリレー不良検知、自動温度過昇防止）、独立過昇防止器、キーロック機能、漏電ブレーカ、ドアスイッチ、制御ボックススイッチ、ファンエラー検知幅450×奥行450×高さ450mm 幅600×奥行600×高さ600mm 幅450×奥行450×高さ450mm 幅600×奥行600×高さ600mm
幅1050×奥行630×高さ850mm 幅1200×奥行780×高さ1000mm 幅1050×奥行630×高さ850mm 幅1200×奥行780×高さ1000mm
91l
216l
91l216l
単相 AC200V 11A（15A）
単相 AC200V 16A（20A）
単相 AC200V 14A（20A）
単相 AC200V 20A
（30A）
2.1kW
3.0kW
2.7kW
3.75kW
9段／45mm
9段／60mm
9段／45mm
9段／60mm
約30kg／枚
約112kg
約156kg約112kg
約156kg
2枚／4本
3枚／6本
2枚／4本
3枚／6本
（ステンレスワイヤ）（ステンレスワイヤ）（ステンレスワイヤ）（ステンレスワイヤ）¥420,000¥490,000

電池・半導体・LED 関連装置 （注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

計測機器

211782¥490,000¥550,000

電源プラグは付属しません。

電源コードの長さは器外約3mです。電源欄の（ ）はブレーカ容量および電源設備容量です。
※1.性能は、循環運転（ダンパ全閉）、室温23℃±5℃、湿度65％RH±20％及び無負荷における性能値。※2.外形寸法は突起部含まず。

ヤマト科学

www.yamato-net.co.jp

0120-405-525

爆発ベント付きタイプ

707頁

104頁

400
350

DH

300

オプション77頁

129頁●強制水平送風循環（ファインオーブン）
槽内全体に均一に送風循環し、優れた温度性能を要求される恒温試験等に最適です。

300

温度(℃ )
温度(℃)

250
DF

200
150

200

100505003060

時間 (min)時間(min)

高温炉・
パージガス

150

10000DH250/

温度 (℃ )
温度(℃)

方式

DF・DH温度下降時間（ダンパ100%開）DF・DH温度上昇時間

0

機種一覧

POINT!

400350103頁

産業機器

DF

プラズマ装置
9001201530時間(min)
時間(min)オプション（詳細は129頁をご参照ください。）①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟

No. 品 名架台 OP43型（キャスターなし）
DF/DH412用
架台 OP63型（キャスターなし）
DF/DH612用
架台 OP46型（キャスター付前側2ヶストッパー付）
DF/DH412用
架台 OP66型（キャスター付前側2ヶストッパー付）
DF/DH612用
重ね金具 ODF48
棚板 ステンレスワイヤ
DF/DH412用
棚板 ステンレスワイヤ
DF/DH612用
棚板 ステンレスパンチングメタル
DF/DH412用
棚板 ステンレスパンチングメタル
DF/DH612用
棚板 カゴ式棚板（ステンレス金網） ODT12DF/DH412用
棚板 カゴ式棚板（ステンレス金網） ODT14
DF/DH612用
観測窓（DF型のみ） ODF50
DF412用観測窓（DF型のみ） ODF52
DF612用
オートダンパ ODF60
排気ダクト（径80mm） ODF54
DF/DH412用
排気ダクト（径80mm） ODF56
DF/DH612用
排気口フランジ ODF46
非常停止スイッチ ODF64
DF/DH412用
非常停止スイッチ ODF66
DF/DH612用
ペーパーレスレコーダ（組込型） ODF62（YHR150＋ケーブル＋組込費）
電源コード（器外約8m） ODF68
DF/DH412用
電源コード（器外約8m） ODF70
DF/DH612用
外部通信端子（RS485） ODF72
外部通信用アダプタセット OIN90
温度出力端子（4-20mA） ODF74
外部警報出力端子 ODF76
タイムアップ出力端子 ODF78
運転信号出力端子 ODF80
イベント出力端子 ODF82
シースセンサ（K熱電対） ODT48
シリコン栓（1個穴付φ2） ODT52
DF412/612用
ケーブル孔 φ25mm（天井用） ODF84
ケーブル孔 φ50mm（天井用） ODF86
ケーブル孔 φ25mm（背面用） ODF88
ケーブル孔 φ50mm（背面用） ODF90
No.⑫〜㉙、㉜〜㉟❶ 恒温・乾燥器
恒温恒湿器

性能曲線

大型
1000Lタイプ

科学・産業機器

高温
500℃タイプ

45

60

恒温培養器
凍結乾燥・冷却トラップ

商品コード415464415465415466415467213700211063211064211098211099212924212925213701
213702213706213703213704281069213708213709213707213710213711213712211880213713213714213715213716213717212946212947213718213719213720213721

価 格¥ 39,200¥ 44,000¥ 61,600¥ 66,400¥ 5,000¥ 10,000¥ 12,800¥ 11,200¥ 13,600¥ 28,000¥ 32,000¥ 44,000¥ 44,000¥132,000¥ 44,000¥ 44,000¥ 4,600¥ 42,400¥ 42,400¥252,000¥ 26,400¥ 26,400¥ 33,600¥ 78,000¥ 33,600¥ 33,600¥ 40,800¥ 40,800¥ 40,800¥ 22,400¥ 1,400¥ 12,800¥ 16,800¥ 12,800¥ 16,800

本体ご注文時にご指定ください。

滅菌器

内槽

純水製造
装置

恒温液槽
恒温水
循環装置

加熱器
濃縮器

DH612型

減圧・加圧
ポンプ

⑮

乳化・撹拌・
振とう器⑫③OP46型架台（キャスタ付）⑫観測窓⑮排気ダクト⑱非常停止スイッチ⑳ペーパーレスレコーダ
（組込型）

⑳⑱③

造粒
乾燥装置

洗浄器
送液ポンプ
フィルター
フフィ

寸法図（mm）

天秤

DF/DH412型

pH 計
表面観察装置
内部観察装置
分光・発光・蛍光装置
液体／ガス
クロマトグラフ

236.5

物性計測
装置

DF/DH612型

微生物・細胞
関連装置
遠心分離機
冷凍庫・冷蔵庫
環境・プロセス
関連装置

棚板（ステンレスワイヤ）
・棚受

棚板（ステンレスパンチング）
・棚受（カゴ式棚板は標準棚板の上に載せてご使用ください）●引火性、爆発性のあるガス雰囲気中では使用禁止です。

注意 ●爆発性、可燃性物質は使用しないで下さい。

合成・前処理装置

カゴ式棚板
236.5

236.5

試験機器

●高温部分をさわらないで下さい。
本製品をご使用の際は取扱説明書の注意事項をご理解いただき正しくご使用下さい。

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。

www.yamato-net.co.jp

0120-405-525

ヤマト科学

電池・半導体・LED 関連装置

計測機器

100