A New Integrated Brand ofSenseca 2-Axis and 3-Axis Ultrasonic Anemometers, in A Wide Variety

2次元・3次元超音波風向風速計

ISO17025 認定校正による高精度・高分解能測定

https://www.deltaohm.jp/

2次元・3次元超音波風向風速計

A New Integrated Brand of

センセカ（旧デルタオーム）超音波風向風速計はISO17025認定校正に裏打ちされた高い精度と信頼性を提供します。低消費電力設計でソーラーパネル給電も可能です。また、可動部のない超音波方式はメンテナンス頻度とコストを著しく低減します。アナログ出力に加えて、RS485 Modbus-RTUその他の豊富な通信インターフェースにより、システムとの柔軟な接続性も備えています。

2-Axis and 3-Axis Ultrasonic Anemometers
2次元超音波風向風速計

3次元超音波風向風速計

廉価版汎用モデル

MIL規格適合全天候モデル

実績豊富な3次元モデル

外観New

外観

高精度・広範囲測定・豊富なオプション測定要素・MIL規格防錆・耐塩害

pro
duct!

豊富なオプション測定要素のベーシックモデル

型式

HD52.3D
風向風速

測定要素

HD52.3D4 HD52.3DP HD52.3DP4 HD52.3D17 HD52.3D147 HD52.3DP17 HD52.3DP147 HD52.3DT147 型式
風向
風速
大気圧

風向
風速
日射量

風向
風速
日射量
大気圧

風速測定範囲

風向
風速
温度
湿度

風向
風速
温度
湿度
大気圧

風向
風速
温度
湿度
日射量

風向
風速
温度
湿度
日射量
大気圧

0～60m/s

0～50m/s

風速測定分解能0.01m/s

風速測定精度±0.2m/sまたは±2%の何れか大きい値（0～35m/s）、±3%（>35m/s）

最大耐久風速

風向
風速
温度
湿度
雨量
大気圧

90m/s

60m/s

HD51.3D
風向
風速

測定要素

HD51.3D4 HD51.3DP HD51.3DP4 HD51.3D17 HD51.3D147 HD51.3DP17 HD51.3DP147 HD51.3DR-AL HD51.3D4R-AL HD53LS.A
風向風速
大気圧

風速測定範囲

風向
風速
日射量

風向風速
日射量
大気圧

風向風速
温度
湿度

風向
風速
温度
湿度
大気圧

0～85m/s

風向
風速
温度
湿度
日射量

風向
風速
温度
湿度
日射量
大気圧

風向
風速

0～75m/s

風向風速
大気圧

HD53LS.S

HD2003

HD2003.1

WUS30F□

風向
風速

風向風速
方位温度
湿度
大気圧

風向風速
方位風向
風速
大気圧

風向
風速

0～50m/s

0～70m/s

風速測定分解能0.01m/s

0.01m/s

0.01m/s

0.01m/s

風速測定精度±0.2m/sまたは±2%の何れか大きい値（0～65m/s）、±3%（>65m/s）±0.2m/sまたは±2%の何れか大きい値（0～35m/s）、±3%（>35m/s）±1%rdg±0.2m/sまたは±2%rdgの何れか大きい値（0～65m/s）、±3%rdg（>65m/s）

最大耐久風速0～80m/s

90m/s

90m/s

100m/s

風向測定範囲0～359.9°

風向測定範囲0～359.9°0～359.9°

方位：0～359°、仰角：±60°

方位：0～359°、仰角：±60°

風向測定分解能0.1°

風向測定分解能

0.1°

0.1°

0.1°

風向測定精度±２°RMSE（風速1.0m/sから）

風向測定精度±２°RMSE（風速2m/sから）

アナログ出力

風向・風速各1出力、DC4～20mA（標準）、電圧出力はオプション

アナログ出力

風向・風速各1出力、または風速U-V成分、DC4～20mA（標準）、電圧出力はオプションー

シリアル出力5要素出力、DC0/4～20mA、
DC0～1/0～5/0～10/1～5V

RS232C、RS485、RS422（単位負荷1/4）

シリアル出力

風向・風速各1出力、DC4～20mA（標準）RS232C、RS485、RS422ー

RS485

RS232C、RS485、RS422

RS232C、RS485、RS422

通信プロトコル

NMEA、Modbus-RTU、SDI-12、RS232CおよびRS485はASCIIプロプリエタリ

通信プロトコル

NMEA、Modbus-RTU、ASCII

Modbus-RTU

NMEA、Modbus-RTU、SDI-12、
ASCIIプロプリエタリ

M23、19芯コネクタ

26芯コネクタ19極M23オスコネクタ-20～+55℃-40～+60℃-40～+70℃

IP66

IP66

IP67

DC10～30V

DC12～30V

DC12～30V、ヒータ：DC24V±10%

電気的接続

M23、19芯コネクタ

電気的接続

動作温度範囲-40～+70℃（雨量センサの最低温度1℃）

動作温度範囲

保護等級

IP66

保護等級

供給電源

DC10～30V（DC0～10V出力はDC15～30V）

供給電源

消費電力
外径寸法

8W、DC24Vにて
φ150×179mm

φ150×200mm

重量φ150×336mm

ー
φ150×357mm

約1kg（HD52.3DP147）

筐体材質
標準ケーブル※ヒータはオプション

樹脂およびAISI316ステンレスS
CP52.5m/10m/15m/20m/30m※30mを超える長さについてはお問い合わせください

φ150×547mm
約1.5kg

重量
筐体材質±２°RMSE（風速1.0m/sから）ー

M23、19芯コネクタ
IP66-50～+70℃※全機種：MIL-STD0810G-509.6塩水噴射試験適合※HD51.3D（4）-AL：MIL-STD0810F-521.2着氷性/凍結性雨試験適合DC12～30V、ヒータ：DC24V±10%
60mA、DC24Vにて（ヒータを除く）

ヒータ消費電力
外径寸法

100m/s-40～+70℃

消費電力

26mA、DC24Vにてヒータ消費電力

90m/s

0～85m/s

20W、DC24Vにて
φ150×179mm

φ150×200mm※ヒータはオプション
φ150×336mm

約640g

φ150×357mm
約1kg

ASA樹脂、アルミおよびAISI316ステンレスS

標準ケーブル

CP51.5m/10m/15m/20m/30m

センセカISO17025認定校正サービス
センセカは製造者であると同時に、ISO17025に基づく認定制度によって、イタリアの認定機関であるACCREDIAから認定校正センターとして認定されています。ACCREDIAはイタリアの国家計量標準体系に連鎖する校正試験所認定機関です。センセカが発行する校正証明書に表示される“ACCREDIA”の標章はセンセカ校正センターのトレーサビリティが本質的に確保されていることを示しています。また、ACCREDIAはILACMRA（相互承認取決め）により、日本を含む各国の認定機関と相互承認を行っています。従って、ACCREDIA校正センター（センセカ）による校正は日本のJCSS等と同等性を有しており、日本においても有効です。最新の測定システム、校正設備を備えたセンセカ校正ラボでは、温度、相対湿度、圧力、音響、光、放射照度、日射量、風速に対するACCREDIA校正証明業務が認可されています。

±1°

Modbus-RTU

26mA、DC12Vにて

<2W

<8W

93W、DC24Vにてー

6W ※ヒータはオプション

105W

φ150×188mm

φ150×179mm

φ320×659mm

φ320×537mm

約1.4kg

約640g

約2.1kg約1.5kg

ALアロイ、AISI316

ASA樹脂、AISI316ステンレスS※30mを超える長さについてはお問い合わせください※センセカ超音波風向風速計の気象庁検定を承ります。機種により検定取得に比較的長い時間を要する場合がありますので、詳細については弊社までお問合せ下さい。

0.1°±2°RMSE（2m/s～<65m/s）±3°RMSE（>65m/s）
3出力、風速および風向、または座標成分U-V-W

φ306×532mm
約2.6kg樹脂およびAISI316ステンレスS

AISI316ステンレスS

CP2003/5m/10m/15m/20m

CPM23-19.5m/10m※当カタログ掲載製品の仕様は、使用部品の変更、ソフトウェアアップグレードその他の改良のため、予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい。

風洞は2基とも、空気流との接触が必要なく、高精度、高分解能の測定が可能な、レーザー回折法に基づくLDA（レーザードップラー風速計技術）を基準としています。風速のみならず風向の校正証明も可能です。4点校正（90ﾟ毎）を初めとして、24点（15ﾟ毎）までの校正が可能です。

センセカはイタリアの校正試験所認定機関であるACCREDIAから風速・風向に対する校正センターとして認定されています。校正ラボは2基のゲッチンゲン（Göttinger）型大型風洞を備えており、1基は主に0.15m/s～35m/sの低風速レンジ、1基は主に1m/s～60m/sの高風速レンジの校正に使用します。

標準アプリケーションソフトウェア
HD52.3D-S（無償）超音波風向風速計には標準でPCアプリケーションソフトウェアが付属しています（ウェブサイトから無償ダウンロード）。
このアプリケーションソフトで風向風速計の設定、リアルタイ
ム測定値のグラフまたは表形式での観察、グラフによるプレゼンテーションの管理、モニタ機能で取得されたデータのプリントまたはEXCELR形式でのエクスポートなどが行えます。
右図はソフトウェアHD52.3D-Sでのリアルタイム測定値のディスプレイ表示。

センセカ・クラウドプラットフォーム
無料クラウドサービス
センセカ（旧デルタオーム）・クラウドプラットフォームは、センセカ社製データロガーで測定されたデータをインターネット（LTE/Wi-Fi/イーサネットなど）経由でHTTPやFTPで収集し、ウェブブラウザで世界中どこからでも測定データにアクセスできることを目的として開発された無料のクラウドサービスです。
センセカ・クラウドは、PCやモバイル機器への順応性、測定デバイスおよびユーザー許諾の自主的な管理、差別化されたユーザー権限のルール、データレイアウトのカスタマイズを可能にするデータヴィジュアライゼーションツールなどの機能により、極めて柔軟なクラウドサービスへのアクセシビリティを実現しています。

センセカ・クラウドプラットフォームの概要①ワイヤレスデータロギングシステムHD35シリーズ ②気象ステーション用データロガーHD33MT.4/HD32MT.1③ゲートウェイHD61 ④データベース ⑤ウェブインターフェース ⑥ローカルPC ⑦システム全体の管理

センセカ（旧デルタオーム）超音波風向風速計に使用できる無線/WEBデータロガー
920MHz無線・データロガー

WEBサーバー内蔵ロガー

LoRaWANⓇ無線・ロガー

LTE内蔵気象ロガー

HD35

HD50

LR35

HD33MT.4

Wireless and WEB-Server integrated Data Loggers usable for Senseca US Anemometers

ＡＣＣＲＥＤＩＡ校正センターＮｏ.１２４ＥＡ（欧州認定協力機構）
ＡＦ（国際認定フォーラム）ＭＲＡ（相互認証取り決め）加盟
温度
湿度
圧力
風速
音響
光・放射照度RoHS
2002/95/EC

A New Integrated Brand of

センセカ社日本総輸入発売元

株式会社サカキコーポレーション〒550-0002 大阪市西区江戸堀１丁目５番５号 肥後橋サカキビル
電話 06-6443-1600 FAX 06-6443-1601

Email: sales@sakakicorporation.co.jp
URL: https://www.sakakicorporation.co.jp

July 2024