おもな仕様■三相模擬遮断器機能▶トリップ入力■出力切換機能▶電圧出力切換部

入力電圧

定格電圧 DC+110 V, 入力電圧範囲 0～+130 V

入

入力電流設定オフ（1 mA, 約110 kΩ），+1 A（約110 Ω），+5 A（約22 Ω）、相別設定可能

電圧出力

三相4線出力最大電圧AC 250 V，最大電流AC 1 A

遮断時間

トリップ入力から遮断までの時間を設定
設定範囲10～250 ms（1 ms 分解能）,確度±2 ms
相別設定可能切換モード

単相地絡、単相短絡、三相回転、他の切換器との連動機能

端子形式

端子形式

バインディングポスト,フローティング（筐体間耐電圧AC500 V/1分間）

入力・出力ともに、バインディングポスト，フローティング（筐体間耐電圧AC1000 V/1分間）

入力電圧

定格電圧 DC+110 V, 入力電圧範囲 0～+130 V

入力電流設定オフ（1 mA, 約110 kΩ），+1 A（約110 Ω），+5 A（約22 Ω）、相別設定可能

投入時間

リクローズ入力から投入までの時間を設定
設定範囲10～250 ms（1 ms 分解能）,確度±2 ms
相別設定可能監視電流
バイパス機能約3 mAの定電流経路（入力電流＋1 A, ＋5 Aで有効）
リクローズ動作後にオンのままかオフかを設定（左側面のユーザ設定スイッチで設定）

端子形式

バインディングポスト,フローティング（筐体間耐電圧AC500 V/1分間）

▶接点出力
構

成

各相4式
（半導体にて構成，a接点またはb接点に設定可能）

接点定格

DC 130 V, 5 A、AC 250 V, 0.7 A

遮断・投入時間

確度±2 ms（DC 110 V 5 A負荷にて）

端子形式

バインディングポスト,フローティング（筐体間耐電圧 AC500 V/1分間）▶その他の機能

トリップ電流モニタ出力

出力電圧：
DC +5 V×（トリップ入力電流実値／トリップ入力電流設定値）
出力電圧確度：±(出力電圧の5%+0.1 V) (typ.)
入力出力間遅延時間：0.1 ms以下（+2.5 V 立ち上がり・立ち下がりエッジにて）
端子形式：バインディングポスト，筐体電位

最大電圧AC 250 V，最大電流AC 1 A，相数 3▶電流出力切換部入▶リクローズ入力

力

力

電流出力①三相4線出力
最大電流AC 40 A，最大電圧AC 100 V
単相切換モード入力：4相個別、2相並列単相切換モード出力：単相地絡、単相短絡他の切換器との連動機能
三相切換モード：4相個別

電流出力②三相4線出力
最大電流AC 40 A，最大電圧AC 100 V
単相切換モード入力：4相個別、2相並列、2相直列2並列
単相切換モード出力：単相地絡、単相短絡他の切換器との連動機能

端子形式

入力・出力ともに、バインディングポスト、フローティ
ング（筐体間耐電圧AC500 V/1分間）

リレー応答信号セレクタ制御出力リレー応答信号セレクタ（オプション）を制御
0〜最大256チャネルを設定（正面パネル）

保護機能

三相模擬遮断器：
抵抗部過熱保護、抵抗部過電力入力保護、接点部過熱保護
出力切換機能：電流出力切換部入力過電流保護、内部電源異常保護

その他機能

キーロック機能、ビープ音オンオフ機能

RX4744 の出力相切換 4 系統搭載
電流 2 直 2 並列で最大 40A/20V を連続出力！

■一般事項

電AC 85～115 V／AC 180～240 V、48～62 Hz

リクローズ電流モニタ出力

出力電圧：
DC +5 V×（リクローズ入力電流実値／リクローズ入力電流設定値）
出力電圧確度：±(出力電圧の5%+0.1 V) (typ.)
入力出力間遅延時間：0.1 ms以下（+2.5 V 立ち上がり・立ち下がりエッジにて）オシロモニタ

各相および共通の全4端子装備
端子形式：バインディングポスト，フローティング（筐体間耐電圧 AC500 V/1分間）

質

ロック機能

トリップ入力，リクローズ入力による制御を禁止（+1 A，+5 Aの入力電流も流れない）

P-N電圧入力

RX470031TK▶その他の機能

USBデバイス：CDC（通信デバイスクラス）
USB-Bコネクタ

定格電圧 DC +110 V，入力電圧範囲 +90～+130 V
端子形式：バインディングポスト，フローティング（筐体間耐電圧 AC500 V/1分間）

出力切換機能付 三相模擬遮断器

最大電流AC 20 A，最大電圧AC 100 V
入力相数 4（1相，2相，3相，0相）

インタフェース

リクローズ入力が継続している間にトリップ入力があった場合、模擬遮断器が「遮断」となる
トリップフリー機能 リクローズ入力が内部で遮断されるためトリップ入力がなくなっても再度「投入」とはならない（左側面のユーザ設定スイッチで設定）

電圧三相出力の相回転が可能

源

消費電力

90 VA，50 W以下

動作保証温湿度

0 ～+40 ℃，5～85 %RH
ただし、絶対湿度は1～25 g/m3、結露なきこと

外形寸法

350（W）×200（H）
×454（D）
mm（突起物を含まず）量¥1,300,000（税抜）

約15 kg（フロントカバー，端子保護カバー装着時）

付属品

フロントカバー ×1, 端子保護カバー（左右サイドパネル）各1、電源コードセット 1（100 V用，3極プラグ，約2 m）×１、電源コードセット2（200 V用，丸型圧着端子，約2 m）×1、
電圧入力ケーブル（約0.5 m）×3、電流入力ケーブル（約0.5 m）×4、三相4線電圧出力ケーブル（約3 m）×1、三相4線電流出力ケーブル（約3 m）×2、信号用ケーブル（バナナプラグ－バナナプラグ，約1 m）×2、付属ケーブル用バッグ ×1、取扱説明書 ×1

オプション

キャリングケース（PA-001-2863）
リレー応答信号セレクタ（PA-001-2864）

リレー試験をより効率的に。
RX4744※本製品は、保護リレー試験ソフトウェアRX04701非対応です。

¥4,200,000（税抜）※このカタログの記載内容は、2018年7月18日現在のものです。
●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。
●ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。
●記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。

電圧 4 相 電流 4 相 保護リレー試験器

NP18U-RX5-1A0.2

1710990三相模擬遮断器pamphlet.indd 1-2

2018/07/18 15:14

保護リレー盤

電流
接点出力RX470031

P-N 出力3-phase
CB Simulator
トリップ／リクローズ信号

RX470031TK

出力切換機能付 三相模擬遮断器

New

模擬遮断器を含めた総合試験のほか、出力切換機能を用いることで、接続例

電圧4相 電流4相 保護リレー試験器 RX4744と組み合わせて、各種試験に対応。
特遮断器状態入力

保護リレー盤内の各種リレーの単体試験を結線変更なしで実施可能。

■単体試験

リレー応答信号16系統まで

長

電圧●軽量（約15kg）
・小型（幅350×高さ200×奥行454mm）
RX4744ほぼ同サイズで、重ねても立てても使用しやすいトリップ信号RX4744●トリップ信号電流とリクローズ信号電流を個別に設定可能●トリップフリー機能装備（有効／無効を設定可能）『電圧4相 電流4相 保護リレー試験器 RX4744』と組み合わせることで、小型・軽量で多機能な保護リレー試験システムを構築できます。
三相各相で設定可能な模擬遮断機能に加え、三相電圧1系統・単相電圧1系統・単相電流2系統（全4系統）の出力相切換器を装備。
さらに、オプションの16チャネル リレー応答信号セレクタを用いると、最大256チャネルの信号を設定可能です。

電流●各相に接点出力を4式装備（a接点またはb接点に設定可能）
半導体で構成され、チャタリングや接点劣化なし

保護リレー盤●4系統の出力相切換機能に加え、電流2相並列、2相直列2並列の出力構成が可能

電流RX470031TK
制御信号ケーブル●遮断・投入時間設定最小値 10msにより、最速の実遮断器の動作を模擬可能

リレー応答信号

リレー応答信号セレクタ●USBインタフェース標準装備●電源電圧 AC 85～115V、AC 180～240V

最大16 チャネル（オプション）●オプションで、16チャネル リレー応答信号セレクタを用意
カスケード接続で最大256チャネル、並列化も可能

おもな機能
＜正面＞
USBコネクタ

リレー応答信号セレクタ

模擬遮断器機能

信号セレクタCH設定値表示

PA-001-2864

オプション❶相指定：相を表示、全相指定の場合はA
❸
●

❽
●

❷遮断時間：設定値を表示❺●❾●❹トリップ信号電流：

①●

❼
●

②
●

意の1つを選択します。

❸投入時間：設定値を表示❻●❹●

RX470031TKと接続することにより、複数のリレー応答信号から任選択した信号は、RX4744のトリップ入力・リクローズ入力などに③●❺リクローズ信号電流：

④
●

⑤
●

❻ロック：模擬遮断器の制御をロック⑥●❼P-N電圧：P-N端子間に+110Vが入力されると点灯❾遮断：相の設定、一番右は全遮断出力切換機能⑤2並列（電流入力1相-2相および3相-0相） ⑥2直並列（最大40A/20V、電流出力②に出力） ⑦4相個別

トリップ入力a接点/b接点
切換え

電圧出力

模擬遮断器の電圧入力

電圧入力

接点出力
N端子
（各相4式） 模擬遮断器の電圧入力

各相トリップ/リクローズ共通N端子

単位：mm(34)（34）

ユーザ設定スイッチ350
350
(418)
（418）

電流出力

トリップフリー機能、リクローズ監視バイパス機能を設定

1710990三相模擬遮断器pamphlet.indd 3-4

出力切換機能付
三相模擬遮断器
出力切換機能付
三相模擬遮断器

信号セレクタ出力共通
オシロモニタオシロモニタ

外形寸法図

＜右側面＞

P端子

リクローズ入力●カスケード接続で256chまで拡張・並列化可能❽投入：相の設定、一番右は全投入①出力電圧設定（三相／単相） ②電流出力①設定（2相並列時、入力1相・2相と接続） ③電流出力②設定（2相並列時、入力3相・0相と接続）＜左側面＞●16chの入力ポートを装備

リクローズ信号が入力され投入するまでに流れる電流⑦●④電圧―電流①② 連動接続して使用します。

トリップ信号が入力され遮断するまでに流れる電流

200
200
（215）
(215)

❷
●(34)
（34）

（15）
(15)

❶
●

（36）
(36)

454
454（30）
(30)

(520)
（520）

正面図
（フロントカバーなし）（フロントカバーなし）

正面図

右側面図
（端子保護カバーなし）（端子保護カバーなし）

右側面図

背面図

左側面図
（端子保護カバーなし）

電流入力

電流出力①（上段）２相並列時、入力1相・２相と接続
電流出力②（下段）２相並列時、入力3相・0相と接続

電流モニタ出力
トリップ・リクローズ
電流を記録可能2018/07/18 15:14

おもな仕様■三相模擬遮断器機能▶トリップ入力■出力切換機能▶電圧出力切換部

入力電圧

定格電圧 DC+110 V, 入力電圧範囲 0～+130 V

入

入力電流設定オフ（1 mA, 約110 kΩ），+1 A（約110 Ω），+5 A（約22 Ω）、相別設定可能

電圧出力

三相4線出力最大電圧AC 250 V，最大電流AC 1 A

遮断時間

トリップ入力から遮断までの時間を設定
設定範囲10～250 ms（1 ms 分解能）,確度±2 ms
相別設定可能切換モード

単相地絡、単相短絡、三相回転、他の切換器との連動機能

端子形式

端子形式

バインディングポスト,フローティング（筐体間耐電圧AC500 V/1分間）

入力・出力ともに、バインディングポスト，フローティング（筐体間耐電圧AC1000 V/1分間）

入力電圧

定格電圧 DC+110 V, 入力電圧範囲 0～+130 V

入力電流設定オフ（1 mA, 約110 kΩ），+1 A（約110 Ω），+5 A（約22 Ω）、相別設定可能

投入時間

リクローズ入力から投入までの時間を設定
設定範囲10～250 ms（1 ms 分解能）,確度±2 ms
相別設定可能監視電流
バイパス機能約3 mAの定電流経路（入力電流＋1 A, ＋5 Aで有効）
リクローズ動作後にオンのままかオフかを設定（左側面のユーザ設定スイッチで設定）

端子形式

バインディングポスト,フローティング（筐体間耐電圧AC500 V/1分間）

▶接点出力
構

成

各相4式
（半導体にて構成，a接点またはb接点に設定可能）

接点定格

DC 130 V, 5 A、AC 250 V, 0.7 A

遮断・投入時間

確度±2 ms（DC 110 V 5 A負荷にて）

端子形式

バインディングポスト,フローティング（筐体間耐電圧 AC500 V/1分間）▶その他の機能

トリップ電流モニタ出力

出力電圧：
DC +5 V×（トリップ入力電流実値／トリップ入力電流設定値）
出力電圧確度：±(出力電圧の5%+0.1 V) (typ.)
入力出力間遅延時間：0.1 ms以下（+2.5 V 立ち上がり・立ち下がりエッジにて）
端子形式：バインディングポスト，筐体電位

最大電圧AC 250 V，最大電流AC 1 A，相数 3▶電流出力切換部入▶リクローズ入力

力

力

電流出力①

三相4線出力最大電流AC 40 A，最大電圧AC 100 V
単相切換モード入力：4相個別、2相並列単相切換モード出力：単相地絡、単相短絡他の切換器との連動機能
三相切換モード：4相個別

電流出力②三相4線出力最大電流AC 40 A，最大電圧AC 100 V
単相切換モード入力：4相個別、2相並列、2相直列2並列
単相切換モード出力：単相地絡、単相短絡他の切換器との連動機能

端子形式

入力・出力ともに、バインディングポスト、フローティ
ング（筐体間耐電圧AC500 V/1分間）

リレー応答信号セレクタ制御出力リレー応答信号セレクタ（オプション）を制御
0〜最大256チャネルを設定（正面パネル）

保護機能

三相模擬遮断器：
抵抗部過熱保護、抵抗部過電力入力保護、接点部過熱保護
出力切換機能：電流出力切換部入力過電流保護、内部電源異常保護

その他機能

キーロック機能、ビープ音オンオフ機能

RX4744 の出力相切換 4 系統搭載
電流 2 直 2 並列で最大 40A/20V を連続出力！

■一般事項

電AC 85～115 V／AC 180～240 V、48～62 Hz

リクローズ
電流モニタ出力

出力電圧：
DC +5 V×（リクローズ入力電流実値／リクローズ入力電流設定値）
出力電圧確度：±(出力電圧の5%+0.1 V) (typ.)
入力出力間遅延時間：0.1 ms以下（+2.5 V 立ち上がり・立ち下がりエッジにて）オシロモニタ

各相および共通の全4端子装備
端子形式：バインディングポスト，フローティング（筐体間耐電圧 AC500 V/1分間）

質

ロック機能

トリップ入力，リクローズ入力による制御を禁止（+1 A，+5 Aの入力電流も流れない）

P-N電圧入力

RX470031TK▶その他の機能

USBデバイス：CDC（通信デバイスクラス）
USB-Bコネクタ

定格電圧 DC +110 V，入力電圧範囲 +90～+130 V
端子形式：バインディングポスト，フローティング（筐体間耐電圧 AC500 V/1分間）

出力切換機能付 三相模擬遮断器

最大電流AC 20 A，最大電圧AC 100 V
入力相数 4（1相，2相，3相，0相）

インタフェース

リクローズ入力が継続している間にトリップ入力があった場合、模擬遮断器が「遮断」となる
トリップフリー機能 リクローズ入力が内部で遮断されるためトリップ入力がなくなっても再度「投入」とはならない（左側面のユーザ設定スイッチで設定）

電圧三相出力の相回転が可能

源

消費電力90 VA，50 W以下

動作保証温湿度

0 ～+40 ℃，5～85 %RH
ただし、絶対湿度は1～25 g/m3、結露なきこと

外形寸法

350（W）×200（H）
×454（D）
mm（突起物を含まず）量¥1,300,000（税抜）

約15 kg（フロントカバー，端子保護カバー装着時）

付属品

フロントカバー ×1, 端子保護カバー（左右サイドパネル）各1、
電源コードセット 1（100 V用，3極プラグ，約2 m）×１、電源コードセット2（200 V用，丸型圧着端子，約2 m）×1、電圧入力ケーブル（約0.5 m）×3、電流入力ケーブル（約0.5 m）×4、三相4線電圧出力ケーブル（約3 m）×1、三相4線電流出力ケーブル（約3 m）×2、信号用ケーブル（バナナプラグ－バナナプラグ，約1 m）×2、付属ケーブル用バッグ ×1、取扱説明書 ×1

オプション

キャリングケース（PA-001-2863）
リレー応答信号セレクタ（PA-001-2864）

リレー試験をより効率的に。
RX4744※本製品は、保護リレー試験ソフトウェアRX04701非対応です。

¥4,200,000（税抜）※このカタログの記載内容は、2018年7月18日現在のものです。
●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。
●ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。
●記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。

電圧 4 相 電流 4 相 保護リレー試験器

NP18U-RX5-1A0.2

1710990三相模擬遮断器pamphlet.indd 1-2

2018/07/18 15:14