R&S®MXO 4 シリーズ
オシロスコープ

解析を加速する新世代オシロスコープ

Product Brochure
Version 04.02

オシロスコープの革新、測定の核心に迫る。
www.rohde-schwarz.com/product/MXO4year新世代テクノロジー

R&S®MXO 4シリーズ オシロスコープ

R&S®MXO 4シリーズは、性能と価値の両面に優れた初の新世代オシロスコープです。
このシリーズのオシロスコープは、10年に一度とも言われる画期的な技術革新によって、深い洞察がすばやく得られる解析の加速を実現しています。
同じセグメントのオシロスコープとは一線を画したR&S®MXO 4シリーズ
は、13.3インチのフルHD静電容量式タ
ッチスクリーンと直感的なユーザー
インタフェースを備えており、15分もあれば操作を習得できます。

エンジニアが­ローデ・シュワ R&S®MXO 4を使用する理由
ルツのオシロスコープをアッ 450万波形／秒を上回る更新速度を達成した
業界初のオシロスコープ
プグレードし続ける理由
すべてのサンプリングレートで業界最先端の12ビット►► 長期にわたってお客様へのコミットメントと技術革新を維持してきた、信頼できるグローバル優良企業が提供► 60 MHzから16 GHzまで、業界最新のオシロスコープポ

ートフォリオを構築► ASICへの投資により、業界で最も応答性の高いオシロス
コープを実現► フロントエンドテクノロジーの開発により、純粋なシグナ
ルインテグリティーを確保► 高分解能（HD）
モードを用いた16ビット/18ビットアーキ
テクチャーが最高の分解能を提供► デジタルトリガにより、業界最高の感度でイベント分離が可能► ユーザーインタフェースとフロントパネルの優れた操作性

2►

ADCを使用可能► 業界最高の18ビットアーキテクチャー► 同等クラスで最速かつ最も正確なスペクトラム解析► 1チャネル当たり400 Mポイントという業界最大の標準メ

モリを搭載► 21 nsという業界最速のトリガ再アーミング時間► クラス初の新しいデジタルトリガテクノロジーを内蔵► 1/10,000 divという業界最高の感度を備えたトリガ► 1 ps未満のクラス最小のトリガジッタ► デュアルパスのプロトコル解析機能を備えた初のオシロスコープ► クラス初のR&S®SmartGridユーザーインタフェースを搭載

コンテンツ
特長と利点
先進テクノロジーを活用

アプリケーション 構成► 4ページ► 16ページ

幅広いプローブポートフォリオ

信号の異常を短時間で発見► 5ページ

ロジック解析

その他の特長...

信号の正確な表示► 6ページ

シリアルバス解析

長時間の捕捉► 7ページパワー解析

より精密にイベントを分離► 8ページ

周波数応答解析スペクトラム解析► 9ページパワーインテグリティー

優れたユーザー体感

内蔵任意波形発生器► 10ページ

EMIデバッグ► 24ページ► 17ページ► 27ページ► 18ページ► 20ページ► 21ページ► 22ページ► 23ページ

強化されたユーザビリティー► 12ページ

わかりやすい操作► 14ページ

頼れるツール► 15ページ►►►

200 MHz～1.5 GHzの帯域幅

最大5 Gサンプル／秒のサン
プリングレート

1チャネル当たり400 Mポイン
トの標準メモリ►►►

すべてのサンプリングレート
で使用可能な12ビットADC
18ビットアーキテクチャー（HDモード）
正確なデジタルトリガ

Rohde & Schwarz R&S®MXO 4 シリーズオシロスコープ﻿ 3先進テクノロジーを活用
これにより解析の加速を実現

R&S®MXO 4シリーズ オシロスコープは、最先端のテクノロジーを利活用して高速に正確な結果を測定します。
オシロスコープのカスタムテクノロジーと革新的な機能により、回路の動作に関する理解が急速に深まります。
MXO-EP処理ASIC

多くの信号を短時間で表示
R&S®MXO 4シリーズ オシロスコープの心臓部は、
ローデ・シュワルツが開発した
MXO-EP（Extreme Performance）というASICです。
MXO-EPは、200 Gビット／秒を処理して、最大450万回／秒という業界最高の更新速度を実現しています。
多くの信号を短時間で捕捉して表示が可能です。
これにより、低頻度の信号異常も短時間で発見できます。
業界で最も応答性の優れたオシロスコープをご利用ください。

12ビットADC、18ビットの垂直軸アーキテクチャー

信号の正確な測定
測定確度は、増幅器、サンプラー、A/Dコンバーターといった信号経路内のコンポーネ
ントに大きく依存します。
R&S®MXO 4シリーズの主力製品は、12ビットADCを含む信号経路で極めて低いノイズを実現しています。
高分解能モード（HD）により垂直分解能を強化して、業界最高の18ビットアーキテクチャーを提供しています。
いつでも正確な測定が可能です。

応答性の優れた大容量メモリ

多くの信号を捕捉
R&S®MXO 4シリーズ オシロスコープは、1チャネル当たり400 Mポイントという業界最大の標準メモリを搭載しています。
最高200 psのサンプリング分解能で最長80 msの電源オン／オフ時のシーケンスを捕捉可能です。
MXO-EP ASICのメモリコントロ
ーラーは、大容量メモリを使用してオシロスコープの応答性を確実に維持します。

高度なデジタルトリガシステム

信号のわずかな変動を容易に分離
MXO-EP ASICには、捕捉経路内のA/Dコンバーターのサンプルをリアルタイムで評価するための高度なデジタルトリガが組み込まれています。
他のオシロスコープでは分離できない、垂直軸1/10,000 div未満の小さなイベントに対してトリガすることができます。
さらに、独自のトリガヒステリシスを選択可能です。
デジタルフィルターの適用によりノイズを抑制して、最も精密なトリガを使用できるようにします。

4

信号の異常を短時間で発見
比類なき更新レート► 最大＞450万波形／秒という世界最速の収集レートにより発生頻度の低い異常を瞬時に表示► 信号細部まで瞬時に表示できる、最大90 %までのリアルタイム捕捉／表示が可能► MXO-EPベースのASIC処理により、応答性の優れた大容量メモリを確保

業界最速の更新レート

R&S®MXO 4 オシロスコープの処理経路には、専用のASIC（MXO-EP（Extreme Performance））が実装されています。
R&S®MXO 4 オシロスコープは、最適化された信号処理により、優れた更新レートを実現しています。
R&S®MXO 4は、独自のアーキテクチャーにより、最大450万波形／秒の収集、処理、表示が可能です。

リアルタイム収集レート
450
万

R&S®MXO 4
競合製品1（4000クラス）
競合製品2（4000クラス）

100万
50
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3 3.5
4 4.5
レート
（波形／秒）

自動測定、
FFT、
またはカーソル測定を有効にして使用可能

R&S®MXO 4 オシロスコープでは、FFT、自動測定、マスク、
ま
たはカーソル測定をオンにしても高い更新レートが維持されます。
また、大容量メモリによる収集を用いて解析を行う場合には、ASICベースの信号処理経路によってワークフローを円滑に進めることができます。

通常の更新レート

45,000 FFT回／秒

通常の更新レート450万波形／秒

散発的な信号異常をすばやく確実に検出収集する波形が多いほど、測定結果の統計的信頼度は高くなります。
更新レートが高いと、信号異常を検出して表示し、信号異常が解析に含まれる可能性が高くなります。
R&S®MXO 4は更新レートが高いため、多数の波形に基づいた信頼できる統計結果を短時間で得ることができます。
これは電子回路をすばやく解析して理解する上できわめて重要です。

Rohde & Schwarz R&S®MXO 4 シリーズオシロスコープ﻿ 5

信号の正確な表示

最小の測定ノイズと最高の垂直軸分解能を両立► すべてのサンプリングレートで12ビットADC垂直軸分解能をトレードオフなしで実現► 18ビットアーキテクチャー（HDモード）► 50 Ωにて低ノイズを確保（1 mV/div設定）— 104 mV（1 GHzノーマルモード）— 56 μV（500 MHz HDモード、14ビット）► フル帯域幅にて垂直軸スケールを500 μV/divまで拡大可能► 業界最大のオフセット範囲を使用可能：±5 V（500 μV/div）

12ビットADCを常時使用可能

すべてのR&S®MXO 4シリーズ オシロスコープは、12ビットA/
Dコンバーターを搭載しています。
12ビットの垂直軸分解能により、4,096の量子化レベルを実現して、精密な垂直軸サンプリ
ングを可能にしています。
これは、8ビットADCより16倍も優れています。
ADCは、最高速のサンプリングレートでも12ビットモードを常に維持します。

従来のオシロスコープ
8ビットADC

R&S®MXO 4シリーズ
12ビットADC

1 V（Vpp）信号に対して高分解能
8ビットADC

4 mV

12ビットADC

0.244 mV

18ビットアーキテクチャー（HDモード）

帯域幅とビット分解能間のユーザートレードオフを確保するた
めに、HDモードをハードウェアに実装して高速なスピードに対応して、最大18ビットの垂直軸分解能を実現しています。
これにより、シャープな波形を表示できるため、他の製品ではノイズに埋もれてしまう信号の細部を確認できます。
優れた垂直軸分解能に加えて、R&S®MXO 4 オシロスコープは22 μV AC（RMS）（1 mV/div）という業界最小のシステム測定ノイズを達成しています。

最小500 μV/divの垂直軸感度を±5 Vのオフセット範囲で利用可能

R&S®MXO 4シリーズ オシロスコープは、帯域幅に想定外の縮小を生じさせずに、最小500 μV/divという優れた感度を提供します。
高感度の垂直軸スケールと±5 Vのオフセット範囲を使用することで、信号を画面中央に容易に配置することができます。
オフセットの拡張により、さらに感度の高い垂直軸分解能を使用することができます。
すなわち、ADCビット数が多くなり、ノイズは低下します。

6

通常の垂直軸分解能

5 Vオフセット（500 μV/div）

18ビットの分解能

長時間の捕捉
大容量標準メモリ► 1チャネル当たり400 Mポイントという業界最大の大容量メモリを搭載（オプションで800 Mポイントのインターリーブ）► 標準セグメントメモリ（10,000セグメント、オプションにより1,000,000セグメント）► 標準ヒストリーモード（10,000回収集、オプションにより1,000,000回収集）保険としての大容量メモリ

1チャネル当たりの標準メモリ

メモリ長は、帯域幅とサンプリングレートに次ぐ最も重要な特
R&S®MXO 4
性で、広範囲のトラブルシューティング作業に対するオシロスコ
ープの処理能力を決定します。
捕捉メモリを増強することで、
オ
競合製品1
シロスコープはさらに長時間の捕捉ができるようになります。 （4000クラス）
メモリを増強すれば、オシロスコープは、遅いタイムベースが競合製品2設定されても定格のサンプリングレートと帯域幅を維持できる （4000クラス）
ようになります。

400

31.25
2
0

R&S®MXO 4シリーズ オシロスコープは、4チャネルすべてに
400 Mポイント収集メモリを個別に標準搭載しており、主要な競合製品の最大100倍の標準メモリを提供します。

遅いタイムベース設定でも高速サンプリングレートを維持

信号間に動作しない期間がある場合は、セグメントメモリを使用して信号を捕捉できます。
そうした信号の具体例としては、
レーザーパルス、
シリアルバスの動作、RFパルスなどがあります。
R&S®MXO 4シリーズ オシロスコープのセグメントメモリ
は、長時間にわたって最大1,000,000セグメントまで信号を捕捉することができます。

100

150

200

250

300

350

400

450

メモリ
（Mポイント）全体で400 msの捕捉

オシロスコープのタイムベースを調整し、長いタイムインター
バルを捕捉して、停止ボタンを押してから拡大して信号の詳細を確認しようとすると、正しく表示されなかったという経験がありませんか？それが生じるのは、メモリの少ないオシロスコー
プでエリアジングの問題が発生した場合です。
R&S®MXO 4の大容量メモリは、
フルサンプリングレートでも長時間の捕捉が可能です。

標準セグメントメモリ

50

1 Mポイントのメモリ

800 Mポイントのメモリ

従来のシングルショット収集

合計収集時間＝メモリ長÷サンプリングレート

標準ヒストリー機能

停止ボタンを押してヒストリーモードを使用すると、それまでに捕捉された収集を確認することができます。
ヒストリーモード
は、常時オンの機能です。
ヒストリーモードにて、
シリアルバスデコーダー、
マスクテスト、および自動測定などのすべての測定ツールおよび解析ツールを使用できます。

#1

#2

#3

#4

#5

セグメント

さらに大容量のメモリが必要な場合

電源オン／オフの動作を確認したり、非常に長いバスイベント
をデコードしたりする必要があるテストにおいては、
さらに長いタイムインターバルを記録したいと思うのが常です。
メモリ
拡張オプションを追加すると、800 Mポイント（2チャネルのイ
ンターリーブ）が有効になり、最大1,000,000セグメント、最大
1,000,000回まで収集できるようになります。

セグメントメモリ収集

セグメント収集時間＝メモリ長÷セグメント数

Rohde & Schwarz R&S®MXO 4 シリーズオシロスコープ﻿ 7

より精密にイベントを分離
高精度デジタルトリガ► 業界最高の感度を備えたトリガ：垂直軸1/10,000 div► クラス最小のトリガジッタ：わずか1 ps► 業界最速のトリガ再アーミング時間：21 ns► 調整可能なデジタルトリガフィルター► ユーザー選択可能なヒステリシス

最新デジタルトリガ

MXO-EP ASICは、
ローデ・シュワルツが特許を所有しているデジタルトリガシステムを搭載しています。
従来のアナログトリガ
アーキテクチャーでは測定信号とトリガの経路が分離されていましたが、デジタルトリガではそれらが共通であることを意味します。
デジタルトリガには多大な利点があります。

業界最高の感度を備えたトリガ

R&S®MXO 4シリーズのデジタルトリガは、いまだに従来のア
ナログトリガアーキテクチャーを使用しているすべての競合他
社製品よりも最大10,000倍高い感度を備えています。
高いトリ
ガ感度により、
ユーザーは、大信号の存在下で発見が難しい小さな異常を物理層で分離することができ、デバッグとトラブルシューティングを加速することができます。

ハイ............ トリガしきい値 ............

ロー

8

調整可能なデジタルトリガフィルター

トリガ時に最大18ビットのHDモードを使用して、測定システ
ムノイズを削減することができます。
デジタルトリガアーキテク
チャーにより、
デジタルローパスフィルターのカットオフ周波数を測定信号に適応させることができます。
アナログトリガ回路を備えたオシロスコープとは異なり、同じフィルター設定を、
ト
リガ信号と測定信号の双方に使用できます。
その結果、
トリガ
信号上のノイズを抑制することができ、例えばフィルタリング使
用、または未使用の測定信号を同時に捕捉して表示することができます。

ユーザー選択可能なヒステリシス

トリガヒステリシスは自動設定を使用するか、マニュアルで値を入力します。
アナログトリガを備えたオシロスコープを使用する場合と異なり、R&S®MXO 4シリーズのユーザーは、すべてのトリガヒステリシス設定を完全に制御することができます。
これにより、どの程度のトリガノイズを抑制する必要があるのかということを含めて、トリガする位置を決定するための柔軟性が向上します。
わずか0.01 divの高さの信号に対してトリガ可能

ヒステリシス
1 div

スペクトラム解析
優れたRF測定機能► 純粋なRFスペクトラム► 専用のRFコントロール► RF表示とタイムドメイン表示に独立したコントロールを提供► ゲーティッドスペクトラムによる周波数と時間の容易な相関RF解析による測定値の理解

R&S®MXO 4シリーズ オシロスコープは、
スペクトラム解析を念頭に置いて設計されており、高速でパワフルな解析機能が強化されています。
45,000 FFT回／秒という業界最高のスペクト
ラム収集レートを誇っており、スプリアス・スペクトラム・イベン
トの捕捉が可能で、特にEMIデバッグ時に威力を発揮します。
測定器の純粋なRF特性は、優れたスペクトラム性能と同期タ
イムドメイン表示をバランスよく両立しています。

RF特性

スペクトラム更新レート＞45,000 FFT回／秒

雑音指数

14 dB

感度／ノイズ密度

ダイナミックレンジ
SFDR

2次高調波歪み
3次高調波歪み－160 dBm（1 Hz）
106 dB
65 dBc－60 dBc－59 dBc

周波数解析の容易なセットアップ

R&S®MXO 4のスペクトラム解析機能は、中心周波数、スパン、分解能帯域幅（RBW）といった代表的なパラメータを入力するだけで設定できます。
スペクトラム設定はタイムドメイン設定と独立していますが、
タイムドメインと周波数ドメインには時間相関があります。

ピークリストおよび最大値／最小値ホールドの自動測定

ローデ・シュワルツは、
スペクトラム測定における追加ツールの必要性を理解しています。
そのため、R&S®MXO 4には、標準機能の一部として最大値／最小値ホールドやピークリスト表示などの高度なスペクトラム解析機能が内蔵されています。
これにより、プロット中を移動して確認するのが容易になり、短時間
でスペクトラムダイアグラムを解析することができます。

Rohde & Schwarz R&S®MXO 4 シリーズオシロスコープ﻿ 9優れたユーザー体感

先進的なユーザビリティー、簡単なレポート作成、
高速リモート制御
使用頻度の高いツールへの高速アクセス

1 ツールバー：使用頻度の高いツールへ素早くアクセスできます。
28種類のツールを選択して、柔軟にそれらを選択することができます。2 メインメニュー：測定のすべての設定にアクセスできます。3 信号アクティベータ：メインメニューの左で信号を有効化することができます。
アナログチャネル、演算機能、FFT、信号発生器、
およびシリアルプロトコルのセットアップに簡単にアクセスできます。

R&S®SmartGrid

4. R&S®SmartGridを使用して、個別の波形レイアウトを画面上に表示できます。5 基本的な信号パラメータが信号ツール
バーに表示されます。
ここから、R&S®SmartGridにドラッグ・ア
ンド・ドロップして、波形レイアウトを変更できます。

1

7

4

6

5

タッチ操作性の向上

6 ボックスデザイン：すべての測定器設定に実装されており、タッチ操作性の向上を実現しています。
ボックスのいずれかの部分を押すと、パラメータの値を変更できます。

10

3

検索機能

2

7 検索メニューに探している機能を入力するだけで、目的のオシロスコープ機能を容易に検出できます。

結果の高速保存

波形は、
イーサネットやUSBを介してさまざまなファイルフォー
マットで保存したりダウンロードしたりして、MATLAB®やExcel
による解析に使用することができます。
スクリーンショット、測定
データ、
およびレポートの保存も可能です。

ボタンを押すだけでドキュメントを作成

その他

コンテンツ

全体

選択部分（ズーム、
カーソル、ゲート、手動）
捕捉回数

ヒストリーメモリ

フォーマット

測定のドキュメント作成を容易に行うことができます。
► 波形と結果を含むスクリーンショット► 信号特定を確認しやすくするためのわかりやすいグリッド
注釈表示► カラーコード化されたラベルによるダイアグラム上の異常の強調表示► 波形および測定結果を、バイナリまたはCSVフォーマットで保存して、PC上で信号解析を実行可能

ドライバ

リモート制御アクセス：いつどこからでもアクセス可能

言語の選択

オシロスコープをリモート制御し、PCまたはモバイルデバイス
上でディスプレイを表示できます。
­ オシロスコープの同じユー
ザーインタフェースを使用できます。
オシロスコープのすべての機能は、イーサネットまたはUSBインタフェースを通じてリモー
トで利用できます。

波形

リモート制御言語

測定データ

グラフィックス

測定結果

バイナリ、CSV、1～4チャネル
PNG、JPG、BMP、TIF、PDF

VXI、LabView、LabWindows、.NET

ウェブインタフェース、VNC、SCPI
13種類から選択

R&S®MXO 4シリーズのユーザーインタフェースは、複数の言語をサポートしています。
測定器の実行中にわずか数秒で言語を切り替えることができるので、世界中で快適に使用できます。

Rohde & Schwarz R&S®MXO 4 シリーズオシロスコープ﻿ 11

強化されたユーザビリティー
13.3インチ高解像度、マルチタッチディスプレイ
► 高解像度：1920×1080ピクセル（フルHD）► ピンチイン／アウトによる素早いスケーリングとズ
ーミング► 信号の細部を容易に確認できる

インタフェース► USB 3.0×3およびUSB 2.0×2ポート► USBデバイスポート、
イーサネット► HDMI™ポート

内蔵任意波形発生器► 波形発生器、
2チャネル、100 MHz► 幅広い波形と変調方式► 周波数、
振幅、
オフセット、
ノイズを容易にセットアップ

16個の論理チャネル► 16個の追加論理チャネル（アナログチャネルの► タイミング確度を確保する高いMSOサンプリン12

使いやすいフロントパネルによる生産性の向上► 測定器の主要な設定への迅速な直接アクセス► ノブとボタンによる設定の素早い調整► 区分レイアウトにより必要なボタンがすぐに見つかる

カラーコード化されたLEDによるわかりやすい配列► カラーコード化されたボタンとノブにより、信号源との関連付けを素早く行える► 現在選択されているチャネルの表示► 粗／微調整の選択が簡単

アクティブプローブインタフェース► ローデ・シュワルツの30を超える電流プローブと電圧プローブをサポート► 50 Ωと1 MΩの経路により、
サードパーティ製のプローブを含む幅広いパッシブ／アクティブプローブのサポートが可能の削減なし）
ングレート
Rohde & Schwarz R&S®MXO 4 シリーズオシロスコープ﻿﻿
シリーズオシロスコープ﻿ 13

わかりやすい操作

15分で習得、優れたタッチ操作性、直感的なナビゲーション
優れた操作性

ユーザーからの豊富なフィードバックと研究によりスマート
デバイス式のユーザーインタフェースコンセプトを深めること
で、R&S®MXO 4シリーズのユーザーインタフェースは開発されました。
► 右下のプルアップメニューからどこにでも移動できます。メ
ニューがフロントパネルの近くに配置されているので、それほど手を動かさなくても2つのメニューダイアログを交互に使用することができます。
► 波形表示を最大化するために、左側のタブダイアログにより小さな設定領域が現われるようにしています。
► ボックスデザインでは、大きな対象領域のどこでもタッチ操作できます。
► 信号アイコンにより、ソースのオン／オフやR&S®SmartGrid
レイアウトの調整を容易に行うことができます。
► 業界独自のツールバーを使用して、短時間で必要なツールにアクセスできます。
► ツールバースペースは別の目的のために再利用可能で、これを利用して、カーソル、測定、スペクトラムの設定などの既存の要素を変更したり、簡単に要素を削除したりできます。
► 情報パネルから、
トリガセットアップ、水平軸設定、および収集コントロールにワンタッチで簡単に直接アクセスすることができます。
► ローデ・シュワルツのアイコンを選択すると、LAN IPやファームウェアバージョンなどの測定器に関する現在の詳細情報が表示されます。
► UIは、R&S®RTO6およびR&S®RTPと一貫性があります。

14

左側のタブ
ダイアログ

ボックスデ
ザイン

構成可能なツールバー

頼れるツール

多くの用途にすぐに利用可能
柔軟性に優れたオシロスコープ

テスト機能が必要でしょうか？アプリケーションに必要なアプリ
ケーションソフトウェアとプローブを使用してR&S®MXO 4シリーズ オシロスコープをカスタマイズすることができます。

追加の論理チャネルが必要ですか？

R&S®MXO4-B1 MSOオプションにより、16個のデジタルチャ
ネルを追加できます。
使用可能なデジタルチャネルとアナログ
チャネルのトレードオフが強いられる他のオシロスコープとは異なり、R&S®MXO 4シリーズでは、
アナログチャネルと同時に論理チャネルを使用できます。
R&S®MXO4-B1 プローブを
R&S®MXO 4に接続するだけで、
デジタルチャネルを使用することができます。

構成可能な波形発生器が必要でしょうか？

R&S®MXO4-B6 波形発生器オプションにより、2つの100 MHz
内蔵任意波形発生器を追加することができます。
発生器によってオシロスコープで捕捉された波形を再生でき、ワーストケー
スの信号を作り出してシステム許容値を特定するためにノイズを追加することができます。
使用可能な幅広い波形から選択して、任意波形を読み込むことができます。

豊富な対応プローブから選択可能

ローデ・シュワルツは、幅広いポートフォリオで電流プローブおよび電圧プローブを提供しています。
すべてのR&S®MXO 4シ
リーズ オシロスコープは、
ローデ・シュワルツのアクティブプロ
ーブ向けのプローブインタフェースコネクタを備えています。
さらに、多くのサードパーティープローブも測定器で使用することができます。

Rohde & Schwarz R&S®MXO 4 シリーズオシロスコープ﻿ 15

EMIデバッグ
周波数ドメインの容易な設定

R&S®MXO 4のスペクトラム機能は、スペクトラム・アナライザと同じ使い慣れたインタフェースを備えています。
スペクトラムセットアップダイアログから、スタート／ストップ周波数や分解能帯域幅といった、
スペクトラム・アナライザの基本的なコント
ロールを使用できます。
スペクトラムモードでは、R&S®MXO 4のタイムドメイン設定は影響を受けません。
これにより、周波数ドメインでの設定が容易になります。
FFT最大捕捉帯域幅
はR&S®MXO 4シリーズの帯域幅に相当し、テストデバイスの0 Hz～1.5 GHzにあるすべてのエミッションの概要を短時間で理解できます。

ゲーティッドスペクトラムによる時間と周波数の相関解析

ゲーティッドスペクトラム機能を使えば、スペクトラム解析の対象を、捕捉したタイムドメイン信号のユーザー定義の領域に制限することができます。
過剰なスペクトラムエミッションと、信号の特定期間における相関性を表示できます。
代表的な用途として、不要
エミッションと、
スイッチモード電源の急峻なスイッチングエッジや、
バスインタフェース上のデータ伝送の相関の調査があります。
問題が特定されたら、ブロッキングキャパシタや立ち上がり／立ち下がり時間の短縮など、さまざまな解決策の有効性を、
スペクト
ラムエミッションのレベル変化を観察することで容易に確認できます。

超高速スペクトラム収集によりスプリアス・スペクトラム・
イベントに対応

R&S®MXO 4シリーズのアーキテクチャーは、
パワフルなASIC機能を利用して高速で応答性の高いスペクトラム捕捉を実現できるように、
ハードウェアとソフトウェアの両面で最適化されています。
これは、収集でのブラインドタイムのために隠れてしまうランダムなスプリアスエミッションを検出するために非常に重要です。
スペクトラム解析には最大値ホールド、
最小値ホールド、平均などの演算機能が組み込まれており、テスト中に発生するスペクトラムイベントをトラッキングし続けることができます。
これらは重要なテストレシーバ機能であり、R&S®MXO 4シリーズのスペクトラム機能に標準で搭載さ
れます。

16

適切なプローブを用いた適切なセットアップ

ローデ・シュワルツのコンパクトなR&S®HZ-15 近磁界プロー
ブセットは、
エンベディッドデザインのEMIデバッグに特に適しています。
このセットの中で最もコンパクトなプローブセットを使用すれば、1本の回路ラインからの近傍界エミッションを捕捉することができます。
R&S®HZ-15は、30 MHz～3 GHzの周波数レンジに対応しています。
感度を低下させることで、30MHz未満でも使用することができます。
さらに高い感度が必要な場合は、オプションのR&S®HZ-16 プリアンプを使用すれば、100 kHz～3 GHzの周波数レンジで20 dBの利得が得られます。

ロジック解析

ロジック解析は、
デフォルトではオンになっています。

すべてのR&S®MXO 4シリーズ オシロスコープには、
R&S®MXO4-B1 MSOハードウェアが組み込まれています。
MSOオプションは、16個のデジタルチャネルを使い始めるために必要なロジックプローブを提供します。

高速なサンプリングレートと大容量メモリを用いて信号をより詳細に表示

R&S®MXO 4シリーズ オシロスコープは、5 Gサンプル／秒のサンプリングレートにより、すべてのデジタルチャネルで200 psの高い時間分解能を実現します。
このサンプリングレートは、
1チャネル当たり400 Mポイントのメモリ長全体にわたって有効です。
MSOオプションは、包括的なトリガ機能により、狭いグ
リッチや特定のパターンの組み合わせといった重要なイベントを検出できます。

デジタルチャネルによる低速シリアルバスの解析

今日では、高速なインタフェースと、低速の制御またはプログラミングバスが、1つのデバイスで組み合わせて用いられることが多くなっています。
R&S®MXO4-B1オプションのデジタルチャネルを使用すれば、SPIやI2Cなどの低速シリアルプロトコルのトリガとデコードを、適切なプロトコルオプションを使用して行うことができます。
アナログチャネル用のすべてのプロトコル解析ツール（デコードテーブルやサーチなど）が、デジタルチャネルに対しても利用できます。
スタート、
アドレス、
データなどのプロトコルの細部でトリガをかけることにより、特定のイベントだけを対象に解析を行うことができます。

Rohde & Schwarz R&S®MXO 4 シリーズオシロスコープ﻿ 17

シリアルバス解析
デュアルパスプロトコル解析

R&S®MXO 4シリーズでは、革新的なプロトコル解析を使用することができます。
一般的に、プロトコルパケットは、
オシロスコープの他の部分と同じサンプリングレートで収集する必要があります。

デュアルパスプロトコル解析では、波形経路向けに測定器のサンプリングレートを設定でき、オシロスコープは、
デコード経路のために内部の分離されたサンプリングレートを自動的に使用することになります。
サンプリングレートがかなり低い場合でも、
プロト
コルデータを適切にデコードすることができます。
他のオシロスコープでは、信号がアンダーサンプリングされるためにデコードが不可能です。

アンダーサンプリングデータ、信頼性の低いデコード

アンダーサンプリングデータ、完全にデコードされたフレーム

大容量メモリにより多くのパケットを捕捉

長時間の捕捉が必要ですか？大容量メモリを使用すれば、さらに多くのパケットを捕捉することができます。
R&S®MXO 4シリーズは、最大800 Mポイントのメモリ長を使用して、原因と結果が時間的に離れている長い期間を捕捉することができます。
捕捉全体にわたって、信号の詳細とパケット内容の時間相関をとることができるため、高速なデバッグが可能になります。

トリガ／デコードパッケージ
オプション

説明

バス

R&S®MXO4-K520 1)

車載用バス

CAN/LIN/CAN FD/CAN XL

R&S®MXO4-K510

1)

低速シリアルバス

将来のファームウェアリリースで使用可能

18

I²C/SPI/RS-232/RS-422/RS-485/UART

個別の画面セットアップ

デコードされたレイヤーは、垂直軸／水平軸コントロールノブを使用するか、またはタッチスクリーン上を指で操作することで、縮小したり拡大したりできます。
R&S®SmartGrid機能を使用して、画面上に表示されたウィンドウを再配置して好みの表示に最も適した配置にできます。
デコードされたバスを、捕捉された信号と重ねて表示したり、別のウィンドウに表示したりできます。

Rohde & Schwarz R&S®MXO 4 シリーズオシロスコープ﻿ 19

パワー解析

最大18ビットの分解能でパワー信号を詳細に観察

パワー測定では、ダイナミックレンジが広い信号の細部が問題になることがあります。
例えば、MOSFETのRDSonを検証する場
合などです。
R&S®MXO 4シリーズ オシロスコープのHDモード
では、垂直軸分解能が最大18ビットまで増加するため、
これまで見えなかった信号の細部を表示して測定できます。
オシロス
コープは、調整可能なデジタルフィルターも提供しています。
これにより、ノイズを抑制して、よりシャープな波形で信号を詳細に確認することができます。

トリガできない

デジタルトリガアーキテクチャーは最大18ビットの垂直軸分解能を用いて、
サンプリングされた最小の垂直軸変動に対してトリガすることができます。
トリガ感度には0.0001 divが必要で、さまざまなトリガ要件を考慮して調整することが可能で、例えば、ノイズに対する誤ったトリガを回避することができます。
デ
ジタルトリガを使用して、表示や測定のために元の波形を維持しながら、トリガ経路のみにカットオフ周波数を適応させることもできます。

デジタルトリガとHDモード

最大容量メモリによる高速サンプリングレートの維持

電源の立ち上げ、
シャットダウン、または過渡減少を解析するには、高いサンプリングレートを用いて長時間の記録を行う必要があります。
R&S®MXO 4シリーズ オシロスコープはクラス最高の最大800 Mポイントのメモリを使用して、最大5 Gサンプ
ル／秒という高いサンプリングレートを維持しながら、長いシーケンスを記録することができます。

幅広いプローブポートフォリオ：高電圧および電流プローブ

ローデ・シュワルツの高電圧プローブのポートフォリオには、最大6,000 V（ピーク）の電圧に対応するアクティブ差動プローブが含まれます。
これらのプローブは、広い周波数レンジで優れたコモンモード除去比を実現しています。
ローデ・シュワルツの
電流プローブでは、DCおよびAC電流の正確な測定を、回路に影響を与えずに実行できます。
1 mA～2,000 Aの範囲の電流と、最大帯域幅120 MHzまでに対応したさまざまなモデルが用意されています。

20

デジタルトリガによるデバッグ機能の強化

収集時間（5 Gサンプル／秒）
R&S®MXO 4
競合製品1（4000クラス）
競合製品2（4000クラス）

160

12.5
0.8
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

時間（秒）

周波数応答解析

R&S®MXO 4シリーズによるボード線図の表示
低周波応答解析の実行

R&S®MXO4-K36 周波数応答解析（FRA）オプションを使用す
れば、低周波応答解析をオシロスコープで簡単に実行できます。
パッシブフィルターや増幅回路など、さまざまな電子デバイ
スの周波数応答を評価できます。
スイッチング電源に対しては、制御ループ応答（CLR）と電源電圧変動除去比（PSRR）を測定できます。

FRAオプションは、
オシロスコープの内蔵波形発生器を使用して、10 Hz～100 MHzの入力信号を作成します。
オシロスコー
プは、その入力信号とDUTの出力信号の比を各テスト周波数で測定し、利得と位相を対数プロットに表示します。

特長と機能
振幅プロファイル

R&S®MXO4-K36は、ユーザーが設定できる、発生器からの振幅出力レベルプロファイルを提供します。
これは、CLRおよびPSRRの測定を実行する際に、さまざまな周波数レンジでS/N比を向上させるために役立ちます。
ユーザーは、発生器を設定するためのルックアップテーブルを読み込むこともできます。

分解能の向上とマーカーのサポート

ユーザーは、1ディケード当たりのポイント数を設定して、必要な分解能および掃引時間を調整することができます。
トレース
上ではマーカーを使用でき、表に対応する座標が表示されます。
ユーザーは、自動配置機能により、位相マージンとゲインマ
ージンを容易に特定することができます。

広範囲のプローブポートフォリオ

CLRやPSRRの特性を正確に評価するには、適切なプローブを選ぶことが重要です。
VinとVoutのピークツーピーク振幅は、
テス
ト周波数によってはきわめて小さくなることがあるからです。
こ
れらの値は、
オシロスコープのノイズフロアやDUT自体のスイッチングノイズに埋もれてしまう可能性があります。
減衰誤差を低減して最高のS/N比を実現するために推奨されるプロー
ブは、低ノイズのR&S®RT-ZP1X 38 MHz帯域幅1:1パッシブプ
ローブです。

タイムドメインのパラレル表示

タイムドメイン表示と周波数ドメイン表示の両方を使用して、ユーザーは、注入信号によって測定にエラーを引き起こすような歪みが発生しているかどうかを監視することができます。
このような効果は、ボード線図のみでは特定するのが困難です。
オシロスコープのタイムドメイン・ウィンドウを使用することは、
振幅プロファイルを最適なレベルに調整するための非常に有益な方法です。

測定表

測定結果の表には、周波数、利得、位相シフトなど、各測定ポイントに関する情報が表示されます。
マーカーと表を用いて、選択した情報をインタラクティブに表示することができます。
レポー
ト作成用に、
スクリーンショット、表の結果、
またはその両方をUSBドライブに簡単に保存できます。

Rohde & Schwarz R&S®MXO 4 シリーズオシロスコープ﻿ 21

パワーインテグリティー

パワーレールのデバッグと検証

リップルとPARDの正確な測定

高再現性のプローブによるパワーレールの特性評価

パワーレールの許容値レベルが小さくなるにつれて、
パワーリ
広い帯域幅、高い感度、きわめて小さいノイズ、非常に大きいオップルの正確な測定はますます難しくなります。
R&S®MXO 4シ フセット補正により、R&S®RT-ZPRは、
パワーレールの特性評価
リーズは、固有ノイズが小さいため、
ミリボルトレベルでの正確に最適です。
最大4 GHzの帯域幅、1:1の減衰比による優れた感なパワーインテグリティー測定を行うことができます。
また、高度、小さいノイズにより、R&S®RT-ZPRは精密なリップル測定に速な更新レートにより、発生頻度の少ないリップルやワースト
適しています。
オシロスコープの強力な周波数解析機能と組みケースのリップル、周期的／ランダム擾乱（PARD）といった異合わせることで、R&S®RT-ZPRプローブは、周期／ランダム擾乱
常を短時間で検出できます。
（PARD）の分離に使用できます。
内蔵の高精度18ビットDC電圧計により、瞬時DC電圧を並列に測定できます。

大きいDCオフセットに重畳している低電圧の測定

R&S®RT-ZPR パワーレール・プローブでは、±60 Vのオフセット
補正範囲により、
パワーレールのDC電圧の小さいリップルを観察できます。
1 Vあるいはもっと大きいDCレベルにズームインする場合でも、
このプローブを使用すれば、最小の垂直軸スケー
ル設定を維持しながら必要なオフセットを実現できます。
このプローブを、R&S®MXO 4シリーズ オシロスコープの超低ノイ
ズフロントエンドと18ビット垂直軸分解能と組み合わせて使用すれば、設計のパワーインテグリティーに関する解析を加速することができます。

高速スペクトラム解析による結合ソースの検出業界で最も強力なスペクトラム解析により、スイッチング特性の観察や、パワーレールに結合するソースの迅速なスキャンが可能になります。
R&S®MXO 4シリーズ オシロスコープでは、
タイムドメイン設定に依存することなくスペクトルを解析できます。
これにより、パワーレールの全体像を短時間で把握できます。

タイムゲーティングを用いたスペクトラム解析により、パワーレールのノイズに寄与する結合ソースを効果的に検出することができます。
22

内蔵任意波形発生器

コンパクトで柔軟な設定が可能
任意波形発生器、2チャネル、100 MHz

R&S®MXO 4シリーズ オシロスコープにR&S®MXO4-B6オプ
ションを搭載すると、完全内蔵型の2チャネル、100 MHzの任
意波形発生器を使用することができます。
625 Mサンプル／秒のサンプリングレートと16ビットの分解能を備えたこの発生器
は、プロトタイプハードウェアの実装や教育用にも最適です。
内蔵発生器により、規格に準拠した信号や任意の信号をDUTに供給できます。
この発生器は、
ファンクションジェネレーターまたは変調発生器として動作させることができます。
さらに、掃引モードもサポートしています。

波形発生器の仕様

幅広い波形と変調方式

内蔵任意波形発生器は、正弦波、方形波、
パルス波、
ランプ波、
三角波、sinc波、任意波形、およびノイズのスティミュラス出力を、被試験デバイスに供給することができます。
すべての波形に対して、周波数、振幅、
オフセット、
およびノイズを設定でき、バーストを追加することもできます。
変調機能は、正弦波、矩形波、三角波、ランプ波などの変調形状を用いるAM、FM、FSK、およびPWM変調をサポートしています。

アナログ出力2チャネル

振幅

High-Z：10 mV～10 V（ピークツーピーク）
50 Ω5 mV～5 V（ピークツーピーク）

サンプリングレート

1サンプル／秒～312.5 Mサンプル／秒

帯域幅

任意波形サンプリングレート

分解能

動作モード

100 MHz

各チャネルで1サンプル～40 Mサンプル
16ビット► ファンクション／任意波形発生器（DC、正弦波、方形波、パルス波、三角波、ランプ波、

逆ランプ波、sinc波、任意波形）► 変調（AM、FM、FSK、PWM）► 周波数掃引► ノイズ

Rohde & Schwarz R&S®MXO 4 シリーズオシロスコープ﻿ 23

幅広いプローブポートフォリオ
最適なプローブによる最高の測定
あらゆる測定作業に対応した多彩なプローブ

ローデ・シュワルツでは、
あらゆる測定作業に使用できる高品
質のパッシブ／アクティブプローブのポートフォリオをご用意しています。
アクティブプローブは、入力インピーダンスが1 MΩ
なので、信号源の動作点での負荷をきわめて小さくできます。
高周波でも非常に広いダイナミックレンジを実現し、信号歪みを回避できます。
例：60 V（Vpp、1 GHz、
シングルエンド・アクティ
ブプローブ使用時）。

24

パワー測定のための広範囲のポートフォリオ

パワー測定用プローブのポートフォリオとして、µAからkAまで、µVからkVまでのさまざまな電圧／電流範囲に対応したア
クティブプローブとパッシブプローブが用意されています。
また、DCパワーレールの小さい歪みや散発的な歪みを検出する
ためのパワーレール専用プローブも提供されています。

オシロの制御に便利なマイクロボタン

エンジニアがDUTにプローブを注意深く当てて、測定を開始しようとした
時に、両手がふさがっているという状況は起こり得ることです。
このような
問題は、
ローデ・シュワルツのアクティブプローブ上にあるマイクロボタンで解決できます。
ボタンはプローブチッブ上にあるので操作しやすく、実
行／停止、自動設定、オフセット調整などのさまざまな機能を割り当てることができます。

マイクロボタン

高電圧差動プローブ

R&S®RT-ZHDシリーズ 高電圧差動プローブは、200 MHzの帯域幅により、広い周波数レンジにわたって優れたコモンモード除去比（CMRR）を実現しており、最大6,000 Vまでのピーク電圧を安全に測定することができます。
これらのプローブは極めてノイズが低いので、スイッチング電源の解析に最適です。
ローデ・シュワルツの他のプローブファミリーと同様に、R&S®RT-ZHDにも高精度R&S®ProbeMeterが内蔵されており、測定において0.5 %のゲイ
ン確度と非常に低いドリフトを確保しながら0.1 %の確度を実現しています。
5 MHzのアナログフィルター、音声によるオーバーレンジインジケータ
ー、
マイクロボタンも搭載しており、ユーザーはプローブ測定値を十分に認識して測定を制御することができます。

高電圧差動プローブによるスイッチング電源の解析
Rohde & Schwarz R&S®MXO 4 シリーズオシロスコープ﻿ 25

ローデ・シュワルツは、
あらゆるブローブニーズに対応した幅広いプローブポートフォリオを提供しています。

►

詳細については、『プローブとアクセサリ - ローデ・シュワルツのオシロスコープ用』（PD 3606.8866.12）を参照してください。

標準パッシブプローブ（38 MHz～700 MHz）
R&S®RT-ZP11、R&S®RT-ZP1x

パッシブ広帯域プローブ（8 GHz）
R&S®RT-ZZ80

アクティブシングルエンド広帯域プローブ（1 GHz～6 GHz）
R&S®RT-ZS10L、R&S®RT-ZS10E、R&S®RT-ZS10、
R&S®RT-ZS20、R&S®RT-ZS30、R&S®RT-ZS60

アクティブ差動広帯域プローブ（1 GHz～4.5 GHz）
R&S®RT-ZD40：ピンオフセットを容易に変更できるブラウザーアダプター

R&S®RT-ZD10、R&S®RT-ZD20、R&S®RT-ZD30、
R&S®RT-ZD40

R&S®RT-ZA15 ­外部アッテネータ（R&S®RT-ZD20/-ZD30用）

パワーレール・プローブ（2 GHzおよび4 GHz）
R&S®RT-ZPR20、R&S®RT-ZPR40

高電圧プローブ（100 MHz～400 MHz、±750
V～±6,000 V）
R&S®RT-ZH03、R&S®RT-ZH10、R&S®RT-ZH11、
R&S®RT-ZD01、R&S®RT-ZHD07、R&S®RT-ZHD15、
R&S®RT-ZHD16、R&S®RT-ZHD60

電流プローブ（20 kHz～120 MHz。
±1 mA～2,000 A）
R&S®RT-ZC02、R&S®RT-ZC03、R&S®RT-ZC05B、
R&S®RT-ZC10、R&S®RT-ZC10B、R&S®RT-ZC15B、
R&S®RT-ZC20、R&S®RT-ZC20B、R&S®RT-ZC030、
R&S®RT-ZC31

EMC近磁界プローブ（30 MHz～3 GHz）

R&S®HZ-15、R&S®HZ-17

26

パッシブプローブは、
ローデ・シュワルツのオシロスコー
プに標準で付属するアクセサリです。
さまざまなアプリ
ケーションに対応する低コストの汎用プロービングソリューションです。
これらは、低インピーダンスライン上の高速信号を測定する際に、
アクティブプローブの代わりに低コストで強力な測定手段として使用できます。
入力インピーダ
ンスは低く、周波数レンジ全体でほぼ一定です。
きわめて低い入力容量、低ノイズ、高リニアリティーを特長としています。
非常に広いダイナミックレンジ、極めて小さいオフセッ
ト／利得誤差、適切なアクセサリを備えたこれらのプローブは、
ローデ・シュワルツのオシロスコープに最適なアクセサリです。

フラットな周波数応答と、高い入力インピーダンスと小さい入力容量の組み合わせにより、DUT負荷を小さく抑えながら、差動信号の精密な測定を実行できます。
プローブ帯域幅全体での高いコモンモード・ノイズ除去比により、干渉に対して高い耐性を示します。
特殊なブラウザーアダプターにより、高い信号再現性を維持しながらも、柔軟なコンタクトを実現できます。

広い帯域幅、高い感度、きわめて小さいノイズ、非常に大きいオフセット補正により、R­ &S®RT-ZPR パワーレー
ル・プローブは、
パワーレールの特性評価に最適です。
内蔵の高確度DC電圧計により、DC電圧を即座に測定できます。
ローデ・シュワルツの高電圧プローブのポートフォリオには、最大6000 V（ピーク）の電圧に対応するパッシブ・
シングルエンド・プローブとアクティブ差動プローブが含まれます。
さまざまなモデルにより、CAT IVまでの測定が可能です。
差動プローブは、広い周波数レンジで優れたコモンモード除去比を示します。
ローデ・シュワルツの電流プローブでは、DCおよびAC
電流の正確な測定を、回路に影響を与えずに実行できます。
1 mA～2,000 Aの範囲の電流と、最大帯域幅
120 MHzまでに対応したさまざまなモデルが用意されています。
電流プローブは、外部電源を使用してローデ・シュワルツ・プローブインタフェースまたはBNCで使用できます。
強力なE/H近磁界プローブ（周波数レンジ
30 MHz～3 GHz、オプションでプリアンプが使用可能）
を使用すれば、R&S®MXO 4シリーズ オシロスコープのアプリケーション範囲をEMIデバッグにまで広げることができます。

その他の特長...

ニーズに合わせて進化するオシロスコープ
ニーズに合せた拡張 – 完全ソフトウェアベースのアップグレード

R&S®MXO 4シリーズは、関連プロジェクトのアップデートに柔軟に適応させることができます。
シリアルプロトコルのトリガ／デ
コード、周波数解析オプションなどの必要なソフトウェアライセンスをインストールするだけで、柔軟に対応できます。
波形発生器
およびMSOの機能がすでに内蔵されているので、それを有効にするだけで済みます。
帯域幅は、最大1.5 GHzまでキーコードでアップグレードできます。
これらはすべて、簡単に後付けすることができます。

ファームウェアの定期的な改良

R&S®MXO 4 シリーズ オシロスコープには、定期的なファームウェアアップデートにより、常に新しい機能が追加されます。
www.rohde-schwarz.comから最新のファームウェアバージョンをダウンロードし、USBストレージデバイスやLAN接続を使用してインストールすることができます。
R&S®MXO 4シリーズ オシロスコープを常に最新の状態に維持できます。

多言語サポート：13言語から選択

R&S®MXO 4シリーズ オシロスコープのユーザーインタフェースおよびオンラインヘルプでは、13言語（英語、
ドイツ語、
フランス
語、
スペイン語、
イタリア語、ポルトガル語、
チェコ語、ポーランド語、
ロシア語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、日本語）がサ
ポートされています。
言語は、測定器の動作中に数秒で変更できます。

安全な持ち運びと容易なラックへの取り付け

R&S®MXO 4シリーズ オシロスコープにはさまざまな種類の保管／運搬用アクセサリが用意されているため、安全に保護しながら簡単に持ち運ぶことができます。
ラックマウントキットを使用すれば、統合環境にオシロスコープを容易に設置できます。

アクセサリ

フロントカバー

R&S®MXO4-Z1

運搬用ケース、
トロリー機能付き

R&S®MXO4-Z4

ソフト・キャリングケース

19インチ・ラックマウント・キット
VESAの取り付け

R&S®MXO4-Z3
R&S®ZZA-MXO4

すべての測定器背面に標準100 mm × 100 mm
VESAパターンが付属

Rohde & Schwarz R&S®MXO 4 シリーズオシロスコープ﻿ 27

オシロスコープポートフォリオ
R&S®

RTH1000

RTC1000

RTB2000

帯域幅60/100/200/350/500 MHz 1)

50/70/100/200/300 MHz 1)

70/100/200/300 MHz 1)

100/200/350/500 MHz/1 GHz 1)

200/350/500 MHz/1/1.5 GHz 1）

ADC分解能、
システムアーキテ
クチャー

2＋DMM/4

2

2/4

2/4

4

10ビット、16ビット

8ビット、16ビット

10ビット、16ビット

10ビット、16ビット

12ビット、18ビット

2 mV～100 V

1 mV～10 V

1 mV～5 V

500 µV～10 V

500 µV～10 V

500 µV～1 V

500 µV～1 V

垂直軸
チャネル数

V/div、1 MΩ

V/div、50 Ω–

1チャネルあたりのサンプリングレート­

1.25（4チャネルモデル）、
2.5（2チャネルモデル）、

最大メモリ（各チャネル、1つのチャネルが125,000ポイント（4チャネルモデル）、
250,000ポイント（2チャネルセグメントメモリ

水平軸

RTM3000

MXO4

1、2（2チャネルインターリーブ）

1.25、2.5（2チャネルインター
リーブ）

2.5、5（2チャネルインターリーブ）

2.5、5（2チャネルインターリーブ）

1 Mポイント、2 Mポイント

10 Mポイント、20 Mポイント

40 Mポイント、80 Mポイント

標準：400 Mポイント
最大アップグレード：

標準、50 Mポイント–

オプション、320 Mポイント

50,00010,00050,000（高速セグメント・メモ
リ・モードでは300,0002））

オプション、400 Mポイント

タイプ

デジタル

アナログ

アナログ

アナログ

デジタル

感度

–

–

＞2 div（1 mV/div）＞2 div（1 mV/div）

0.0001 div、すべての帯域幅、
ユーザー制御可能

デジタルチャネルの数1）

8

16

16

16

マスク試験

許容マスク

許容マスク

許容マスク

許容マスク

3)

シリアル・プロトコル・トリガ／

I2C、SPI、UART/RS-232/
RS-422/RS-485、CAN、
LIN、CAN FD、SENT

I2C、SPI、UART/RS-232/

I2C、SPI、UART/RS-232/

RS-422/RS-485、CAN/LIN

RS-422/RS-485、CAN/LIN

高分解能­周波数カウンター、
高度なスペクトラム解析、­高
調波解析、
ユーザースクリプト
作成機能

デジタル電圧計（DVM）、コンポーネントテスタ、高速フーリエ変換（FFT）

デジタル電圧計（DVM）、高速
フーリエ変換（FFT）、周波数
応答解析

パワー、
デジタル電圧計（DVM）、スペクトラム解析およびスペクトロ
グラム、周波数応答解析

パワー3)、周波数応答解析

–

–

–

–

–

サイズおよび解像度

7インチタッチスクリーン、
800×480ピクセル

6.5インチ、
640×480ピクセル

10.1インチタッチスクリーン、
1280×800ピクセル

10.1インチタッチスクリーン、
1280×800ピクセル

13.3インチタッチスクリーン、
1920×1080ピクセル（フルHD）

寸法（W×H×D、mm）

201×293×74

285×175×140

390×220×152

390×220×152

414×279×162

2.4

2.5

3.3

6

バッテリー

リチウムイオン、4時間以上の
使用が可能

1.7
–

–

–

–

（Gサンプル／秒）

アクティブ）

捕捉レート（波形／秒）

5（全チャネルインターリーブ）モデル）、
500 k ポイント

トリガ

ミックスド・シグナル・オプション
解析

演算機能

基本

デコード1）

アプリケーション

1）、2）

コンプライアンステスト1）、2）
ディスプレイおよび操作
一般仕様

重さ
（kg）

1）

アップグレード可能です。

28

改
8

2）

オプションが必要です。

訂

中

基本

3)

基本（演算の組み合わせ）

将来のファームウェアリリースで使用可能		

64,000（高速セグメント・メモリ・モードでは2,000,0002））

基本（演算の組み合わせ）I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/
RS-485、CAN、LIN、I2S、
MIL-STD-1553、ARINC 429

CH：チャネル。

800 Mポイント2)

標準、10 kポイント

オプション、1 Mポイント＞4 500 000

基本（演算の組み合わせ）I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/
RS-485、CAN 3）、CAN FD 3）、

CAN XL 3）、LIN 3）、­MIL-STD-1553 3）、ARINC 429 3）

RTE1000

RTO6

RTP

200/350/500 MHz/1/1.5/2 GHz 1)

600 MHz/1/2/3/4/6 GHz 1）

4/6/8/13/16 GHz 1)

2/4

4

4

8ビット、16ビット

8ビット、16ビット

8ビット、16ビット

1 mV～1 V（HDモード：500 μV～1 V）

2 mV～1 V（HDモード：1 mV～1 V）

5

10、20（4 GHzおよび6 GHzモデルでは2チャネルインター
リーブ）

20、40（2チャネルインターリーブ）

50 Mポイント、200 Mポイント

標準：200 Mポイント/800 Mポイント
最大：1 Gポイント/2 Gポイント

標準：100 Mポイント/400 Mポイント
最大：3 Gポイント

標準

標準

標準

500 µV～10 V
500 µV～1 V

1,000,000（ウルトラセグメント・メモリ・モードでは
1,600,000）

1 mV～10 V（HDモード：500 μV～10 V）

1,000,000（ウルトラセグメント・メモリ・モードでは2,500,000）

750,000（ウルトラセグメント・メモリ・モードでは3,200,000）
高度なトリガ（ゾーントリガ）、
リアルタイムディエンベディングに対応したデジタルトリガ（14種のトリガタイプ）2）、8/16 Gbps CDRを含む高速シリアルパターントリガなど2）デジタル

デジタル（ゾーントリガを含む）

0.0001 div、すべての帯域幅、
ユーザー制御可能

0.0001 div、すべての帯域幅、
ユーザー制御可能16

16

ユーザーが設定可能、ハードウェアベース

ユーザーが設定可能、ハードウェアベース

I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、CAN、LIN、
I2S、MIL-STD-1553、ARINC 429、FlexRay™、CAN FD、
USB 2.0/HSIC、
イーサネット、
マンチェスター、NRZ、SENT、SpaceWire、CXPI、USB電源供給、車載イーサネット
100BASE-T1

I2C、SPI、UART/RS-232/RS-422/RS-485、CAN、LIN、
I2S、MIL-STD-1553、ARINC 429、FlexRay™、CAN FD、MIPI
RFFE、USB 2.0/HSIC、MDIO、8b10b、
イーサネット、マン
チェスター、NRZ、SENT、MIPI D-PHY、SpaceWire、MIPI
M-PHY/UniPro、CXPI、USB 3.1 Gen1、USB-SSIC、
PCIe 1.1/2.0、USB電源供給、車載イーサネット
100BASE-T1/1000BASE-T1

パワー、高度なスペクトラム解析およびスペクトログラム

パワー、高度なスペクトラム解析および­スペクトログラム、­ジッタ／ノイズ分離、
クロック・データ・リカバリー、I/Qデー
タ、RF解析、
ディエンベディング、TDR/TDT解析–

データシート（PD 5216.1640.22）を参照

パワー、高度なスペクトラム解析およびスペクトログラム、
ジッタ／ノイズ分離、
リアルタイムディエンベディング、TDR/
TDT解析、I/QデータおよびR&S®VSE解析、高度なアイ解析

10.4インチタッチスクリーン、
1024×768ピクセル

15.6インチタッチスクリーン、
1920×1080ピクセル

13.3インチタッチスクリーン、
1920×1080ピクセル（フルHD）

427×249×204

450×315×204

441×285×316

8.6

10.7

18

–

–

–

高度（数式エディター）

改

訂

中

高度（数式エディター、Pythonインタフェース）

0.0001 div、すべての帯域幅、
ユーザー制御可能
16

ユーザーが設定可能、ハードウェアベース

高度（数式エディター、Pythonインタフェース）
I2C、SPI、UART/RS-232/422/485、SENT、LIN、CAN、CAN FD、MIL-STD-1553、ARINC 429、SpaceWire、USB2.0/
HSIC/PD、USB3.1 Gen1/2/SSIC、PCIe 1.1/2.0/3.0、8b10b、

MIPI RFFE、MIPI D/M-PHY/UniPro、車載イー
サネット10/100/1000BASE-T1、
イーサネット
10/100BASE-TX、MDIO、Manchester、NRZ

データシート（PD 3683.5616.22）を参照

Rohde & Schwarz R&S®MXO 4 シリーズオシロスコープ﻿ 29

ベースユニットの仕様
垂直軸システム：アナログチャネル
入力チャネル

入力インピーダンス

アナログ帯域幅（－3 dB）

入力インピーダンス50 Ω
R&S®MXO 4

R&S®MXO 4（B243オプション搭載）
R&S®MXO 4（B245オプション搭載）

R&S®MXO 4（B2410オプション搭載）
R&S®MXO 4（B2415オプション搭載）

入力インピーダンス1 MΩ

R&S®MXO 4（B2415オプション搭載）

最大–1.5 dB、最小–4 dB
10 %～90 %（50 Ω）

R&S®MXO 4（B2415オプション搭載）
50 Ω

＜1 ns

＜350 ps＜234 ps

12ビット、
18ビット（高分解能モード）

0.5 mV/div～1 V/div、すべての入力感度でアナログ帯域幅全体をサポート
0.5 mV/div～10 V/div、すべての入力感度でアナログ帯域幅全体をサポート±1 %フルスケール

入力感度＜1 mV/div±2.5 %フルスケール±1.5 %フルスケール
DC

1 MΩ

DC、AC

1 MΩ

300 V（RMS）、400 V（Vp）、20 dB/decadeで5 V（RMS）までディレーティング（250 kHz超）1 MΩ（R&S®RT-ZP11 パッシブプローブ）

入力感度

5 V（RMS）、30 V（Vp）

400 V（RMS）、1650 V（Vp）、300 V（RMS）CAT II、
ディレーティングと詳細については、R&S®RT-Zxx 標
準プローブ（PD 3607.3851.22）のデータシートを参照してください。
±5 div

100 mV/div～1 V/div±20 V

0.5 mV/div～＜100 mV/div±5 V

800 mV/div～10 V/div±200 V

80 mV/div～＜800 mV/div

±50 V

入力感度

0.5 mV/div～＜80 mV/div
オフセット確度
5 Gサンプル／秒のリアルタイムサンプリングレート、インターリーブモードにて1.5 GHzのアナログ帯域幅。
R&S®RT-ZP11 パッシブプローブ使用時。

30

1 GHz、500 MHz、350 MHz、200 MHz、100 MHz、
50 MHz、20 MHz（実測）

入力感度＞5 mV/div

50 Ω

2)

≧700 MHz（実測）2）

オフセットおよび位置を0 Vに設定、セルフアライメント後

最大入力電圧1)≧700 MHz（実測）2)＜700 ps50 Ω

オフセット範囲（1 MΩ）≧350 MHz（実測）

R&S®MXO 4（B245オプション搭載）

入力カップリング

位置範囲≧1.5 GHz 1)＜1.75 ns

入力感度≦5 mV/div～≧1 mV/div

オフセット範囲（50 Ω）≧1 GHzR&S®MXO 4

1 MΩ
DCゲイン確度≥ 500 MHz

≧500 MHz（実測）

R&S®MXO 4（B2410オプション搭載）

入力感度≥ 350 MHz

R&S®MXO 4（B245オプション搭載）

R&S®MXO 4（B243オプション搭載）

垂直軸分解能≥ 200 MHz≧200 MHz（実測）

R&S®MXO 4（B2410オプション搭載）

立ち上がり／立ち下がり時間（理論値）

50 Ω±1.5 %、1 MΩ ± 1 % || 12 pF（実測）

R&S®MXO 4

R&S®MXO 4（B243オプション搭載）

帯域幅制限

4チャネル

±(5 V － 入力感度 × 位置)±(0.35 %×|正味オフセット|＋0.5 mV＋0.1 div×入力感度)(正味オフセット = オフセット – 位置 × 入力感度)

垂直軸システム：アナログチャネル

高分解能サンプリングモード、波形アベレージング、 ±(DCゲイン確度×または両方を組み合わせて使用して測定ノイズを十 |測定値－正味オフセット|
分に抑制した後+ オフセット確度)

DC測定確度
チャネル間アイソレーション（各チャネル（同じ入力感度））

測定器帯域幅内の入力周波数＞60 dB（1:1000）

垂直軸システム：アナログチャネル
RMSノイズフロア3)50 Ω（実測）

1 MΩ（実測）

入力感度

アナログ帯域幅（－3 dB）
20 MHz200 MHz

350 MHz

500 MHz1 GHz

0.5 mV/div

20 µV

43 µV

47 µV

50 µV

98 µV

1 mV/div

22 µV

45 µV

50 µV

54 µV

104 µV

2 mV/div

25 µV

52 µV

56 µV

61 µV

116 µV

5 mV/div

43 µV

72 µV

77 µV

84 µV

152 µV

10 mV/div

76 µV

118 µV

120 µV131 µV

238 µV

20 mV/div

148 µV219 µV219 µV

241 µV436 µV

50 mV/div

360 µV508 µV492 µV543 µV

1.01 mV

100 mV/div

747 µV

1.17 mV

1.19 mV

1.30 mV

2.47 mV

200 mV/div

1.40 mV

2.13 mV

2.14 mV

2.34 mV

4.43 mV

500 mV/div

3.47 mV

4.91 mV

4.80 mV

5.27 mV

10.13 mV

1 V/div

6.88 mV

9.71 mV

9.47 mV

10.41 mV

19.96 mV

入力感度

アナログ帯域幅（－3 dB）
20 MHz

100 MHz

200 MHz

350 MHz

500 MHz

0.5 mV/div

28 µV

40 µV

42 µV

47 µV

51 µV

1 mV/div

28 µV

40 µV

46 µV

50 µV

53 µV

2 mV/div

30 µV

43 µV

49 µV

54 µV

58 µV

5 mV/div

44 µV

58 µV

67 µV

71 µV

78 µV

10 mV/div

73 µV

92 µV

109 µV109 µV

120 µV

20 mV/div

138 µV

169 µV

199 µV198 µV218 µV

50 mV/div

344 µV442 µV525 µV529 µV586 µV

100 mV/div

739 µV

959 µV

1.13 mV

1.14 mV

1.24 mV

200 mV/div

1.40 mV

1.74 mV

2.06 mV

2.07 mV

2.27 mV

500 mV/div

3.47 mV

4.43 mV

5.22 mV

5.28 mV

5.75 mV

1 V/div

7.11 mV

8.92 mV

10.44 mV

10.53 mV

11.49 mV

2 V/div

13.83 mV

16.9 mV

19.87 mV

19.56 mV

21.38 mV

5 V/div

34.84 mV

44.32 mV

52.43 mV

53.39 mV

57.97 mV

10 V/div

57.16 mV

68.58 mV

80.66 mV

78.53 mV

85.46 mV

垂直軸システム：デジタルチャネル
入力チャネル

16個の論理チャネル（D0～D15）

8チャネルずつ備えた2本のロジックプローブを配置すると、チャネル（D0～D7またはD8～D15）に対するロジックプローブの割り当てがプローブ上に表示される

入力チャネルの配置
入力インピーダンス
最大入力周波数
最大入力電圧

最小入力電圧スイングとヒステリシスを設定した信号：ノーマル

最小入力電圧スイング

しきい値グループ

範囲

しきい値確度±4 Vの間のしきい値

3)400 MHz（実測値）±40 V（Vp）

500 mV（Vpp）（実測）

しきい値レベル

コンパレーターヒステリシス

100 kΩ ± 2 % || 4 pF（実測）（プローブチップで）定義済み

D0～D3、D4～D7、D8～D11、D12～D15
25 mVステップで±8 V
CMOS 5.0 V、CMOS 3.3 V、CMOS 2.5 V、
TTL、ECL、PECL、LVPECL±(100 mV＋しきい値設定の3 %)ノーマル、ロバスト、最大

500 MHz以下の帯域幅に対してHDモードオン時。

Rohde & Schwarz R&S®MXO 4 シリーズオシロスコープ﻿ 31

水平軸システム

タイムベース範囲

デスキュー範囲（チャネルデスキュー）
基準位置

水平軸位置範囲（トリガオフセット範囲）
モード

アナログチャネル間
デジタルチャネル間
最大
最小

チャネル間スキュー

アナログチャネル間

タイムベース確度

納入／校正後（+23 °C）

デルタ時間精度

データ捕捉システム
サンプリングレート
波形収集レート

トリガ再アーミング時間
メモリ長4)

デジタルチャネル間
校正間隔中

補間モード

高速セグメントモード

概要

数値分解能

－5000 s

ノーマル＜100 ps（実測）＜500 ps（実測）±0.2 ppm±1 ppm

デジタルチャネル

各チャネル最大5 Gサンプル／秒

アナログチャネル（補間）
最大
最小
標準

最大5 Tサンプル／秒、＞4 500 000波形／秒＜21 ns

400Mポイント（4チャネル動作時）（single）
400Mポイント（2チャネル動作時）（run）
800Mポイント（2チャネル動作時）（single）
800Mポイント（1チャネル動作時）
（run）

サンプル

デシメーション間隔での中央値サンプル

平均

デシメーション間隔でのサンプルの平均値

ピーク検出
エンベロープ

リアルタイムモード
補間時間

デシメーション間隔での最大および最小サンプル
2～16,777,215

捕捉した波形のエンベロープ

デジタイザによって設定された最大サンプリングレート

補間によりサンプリング分解能を強化。
最大等価サ
ンプリングレートは5 Tサンプル／秒
線形、sin(x)/x、
サンプル・アンド・ホールド

可視化による中断のない捕捉メモリでの波形の連続記録
最大リアルタイム波形収集レート＞4 600 000波形／秒＜21 ns

高分解能モードでは、
デジタルフィルタリングの使用により波形信号の数値分解能を向上させて、ノイズを低減させることができます。
R&S®MXO 4のデジタルトリガコンセプトにより、数値分解能が向上した信号がトリガ入力として使用されます。
帯域幅（5 Gサンプル／秒）
1 kHz～10 MHz
200 MHz
500 MHz4)+(メモリ長/現在のサンプリングレート)

2チャネルで最大5 Gサンプル／秒、
4チャネルで最大2.5 Gサンプル／秒

100 MHz

リアルタイムサンプリングレート

測定表示領域の0～100 %アナログチャネル（リアルタイム）

連続する捕捉の間の最小ブラインドタイム

高分解能（HD）
モード±100 ns±(0.20/リアルタイムサンプリングレート＋タイムベース­確度×|測定値|)（ピーク）（実測）

平均された波形数

サンプリングモード±100 ns

同じ収集およびチャネルでの同じ2つのエッジ間の時間誤差に相当。
5 divよりも大きい信号振幅に対して、測定しきい値の設定は50 %、垂直軸利得は10 mV/div以上、立ち上がり時間は4サンプリング
周期以内で、波形をリアルタイムモードで収集した
場合

R&S®MXO4-B108オプション
捕捉モード

200 ps/div～10,000 s/divで選択可能、1 divあたりの時間は範囲内の任意の値に設定可能

すべてのモデル

ビット分解能18ビット
16ビット
15 bit14ビット

2チャネルで最大5 Gサンプル／秒、
4チャネルで最大2.5 Gサンプル／秒

利用可能な最大メモリ長は収集したデータのビット深度に依存するため、収集システムの設定（デシメーションモード、波形演算、または高分解能モードなど）に依存する。

32

トリガシステム
トリガソース

トリガレベル範囲
トリガモードアナログチャネル（C1～C4）、
デジタルチャネル（D0～D15）、
トリガ入力、
シリアルバス

範囲

スクリーン中央から±5 div

オート、
ノーマル、
シングル、Nシングル

トリガ感度

トリガジッタカップリングモード–3 dB帯域幅に設定された周波数のフルスケール
正弦波
標準

HF除去
低周波除去

トリガヒステリシス

モード

ホールドオフ範囲

時刻

主要トリガモード

感度10–4 div、すべての垂直軸でDCから測定器帯域幅まで＜1 ps（RMS）（実測）

選択されたチャネルと同じ

100 kHzからアナログ帯域幅の50 %で選択可能な
カットオフ周波数＜50 kHzを減衰

オート（標準）またはノーマル

10–4 div、すべての垂直軸でDCから測定器帯域幅まで100 ns～10 s、固定およびランダム

エッジ

指定したスロープ（正、負、またはそのいずれか一方）とレベルでトリガする

ウィンドウ幅

指定した幅の正／負パルスでトリガする。
幅に指定できるのは、短い、長い、
インターバル内、
インターバル外

ラント

正、負、またはそのいずれか一方の極性のパルスが、1つ目のしきい値をまたいだ後に2番目のしきい値を超えることなく1つ目のしきい値を再度またいだ場合にトリガする。
ラントパルス幅に指定できるのは、任意、短い、­長い、
インターバル内、
インターバル外

ウィンドウ

信号が指定した電圧範囲に入ったとき、または指定した電圧範囲から出たときにトリガする。
信号が指定した期間にわたり電圧範囲内または範囲外に留まった場合にもトリガする

インターバル

同じスロープ（正または負）の連続する2つのエッジ間の時間が、短い、長い、指定した範囲内、指定した範囲外の場合にトリガする

スルーレート信号エッジでユーザー定義の上限電圧レベルと下限電圧レベルを切り替えるのに必要な時間が、短い、長い、
インターバル内、
インターバル外の場合にトリガする。
エッジスロープに指定できるのは正、負、またはそのいずれか一方

セットアップ／ホールド

2つの入力チャネルのクロックとデータの間のセットアップ時間とホールド時間の違反でトリガする。
ユーザ
ーはモニターするタイムインターバルをクロックエッジの前後の－100秒～100秒の範囲で指定できる。
幅は200 ps以上にする必要がある

グリッチ

タイムアウトパターン

指定した幅よりも短い／長いグリッチ（正、負、またはそのいずれか一方の極性）でトリガする
グリッチ幅

200 ps～1000 s

パルス幅

200 ps～1000 s

ラントパルス幅

200 ps～1000 s

信号が指定した期間にわたりハイ／ローに留まるか、不変であった場合にトリガする
タイムアウト0 ps～1000 s

インターバル時間

200 ps～1000 s

切り替え時間0 ps～1000 s

入力チャネルの論理的組み合わせ（AND、NAND、OR、NOR）が真の状態に維持されている時間が、短い、長い、指定範囲内、指定範囲外の場合にトリガする

ステート選択された1つのチャネルで、
スロープ（正、負、またはそのいずれか一方の）での入力チャネルの論理的組
み合わせ（AND、NAND、OR、NOR）が真の状態に維持されている場合にトリガする

シーケンストリガ（A/B/Rトリガ）

Aイベントの発生後のBイベントでトリガする。
Aイベント後の遅延条件をタイムインターバルまたはBイベン
ト数として指定。
オプションのRイベントでトリガシーケンスをAにリセットする

アドバンスドトリガモード

Aイベント
Bイベント

シリアル・バス・トリガ

トリガ入力

Rイベント

オプションで可

入力インピーダンス

最大入力電圧（50 Ω）

最大入力電圧（1 MΩ）

トリガレベル感度

入力周波数≦500 MHz

任意のトリガモード

エッジ、
グリッチ、幅、ラント、
ウィンドウ、
タイムアウト、
インターバル、
スルーレートエッジ、
グリッチ、幅、ラント、
ウィンドウ、
タイムアウト、
インターバル、
スルーレート
専用のトリガ／デコードオプションを参照

50 Ω（実測）または1 MΩ（実測）|| 11 pF（実測）30 V（Vp）

300 V（RMS）、400 V（Vp）、
20 dB/decadeで5 V（RMS）までディレーティング（250 kHz超）±5 V

300 mV（ピークツーピーク）（実測）

Rohde & Schwarz R&S®MXO 4 シリーズオシロスコープ﻿ 33

トリガシステム
入力カップリング

トリガアウトトリガモード
機能

出力電圧

パルス幅

パルス極性
出力遅延

スペクトラム解析
概要

スペクトラム

0 V～5 V（公称値）（高インピーダンス）
0 V～2.5 V（公称値）（50 Ω）
16 ns～50 msで選択可能

ローアクティブまたはハイアクティブ

トリガ設定に依存

スペクトラム解析により、周波数ドメインでの信号解析が可能です。

チャネル1、
チャネル2、
チャネル3、
チャネル4

スケーリングdBm、dBV、dBμV、V（RMS）

セットアップパラメータ

分解能帯域幅

中心周波数、周波数スパン、自動RBW、分解能帯
域幅、ゲート位置、ゲート幅、垂直軸スケール、垂直
軸位置
1 Hz～1.8 GHz

スパン/10≧RBW≧スパン/8,000

ウィンドウ

フラットトップ、
ハニング、
ハミング、
ブラックマン、­レク
タンギュラ、
カイザーベッセル、ガウシアン

最大リアルタイム波形収集レート＞40 000波形／秒

トレースタイプ
ピークリストエッジ（立ち上がり／立ち下がり）

すべての収集トリガイベントに対してパルスが生成
される。

ソース

スパン

ゲート

AC、DC（50 Ωおよび1 MΩ）、
HF除去（＞50 kHzまたは＞50 MHzを減衰、ユーザー選択可能）
LF除去（＜5 kHzまたは＜50 kHzを減衰、
ユーザー
選択可能）

スペクトラム解析に使用される表示領域を限定します

ノーマル、最大値ホールド、最小値ホールド、平均

ピークリスト。
ダイアグラム内のピークリストエントリーを容易に識別するためのダイアグラムラベル

RF特性
感度／ノイズ密度

雑音指数
ダイナミックレンジ
絶対振幅確度

スプリアスフリー・ダイナミックレンジ（高調波を除外）

2次高調波歪み

3次高調波歪み34

1 GHz（入力感度2 mV/divで1 GHzにおけるパワースペク
トラム密度を測定。
オシロスコープの－30 dBm入力－160 dBm（1 Hz）（実測）
レンジに対応。
中心周波数
1 GHz、
スパン500 kHz、RBW 3 kHzでスペクトラム解析を使用）1 GHz
14 dB（実測）（上記のノイズ密度に基づいて計算）
オシロスコープの入力にて周波数1 GHz、レベ
ル－3 dBmの入力キャリアを測定。
中心周波数1106 dB（実測）
GHz、
スパン2 MHz、RBW400 Hzで中心周波数から＋20 MHzの位置でスペクトラム解析を使用
0 Hz～1.2 GHz±1 dB（実測）50 mV/divの入力感度で、周波数250 MHz、
レベ
ル－3 dBmの入力キャリアを測定。
中心周波数65 dBc（実測）900 MHz、
スパン1.8 GHz、RBW300 kHzでスペクト
ラム解析を使用

50 mV/divの入力感度で、周波数250 MHz、
レベ
ル－3 dBmの入力キャリアを測定。
中心周波数－60 dBc（実測）900 MHz、
スパン1.8 GHz、RBW300 kHzでスペクト
ラム解析を使用

50 mV/divの入力感度で、周波数250 MHz、
レベ
ル－3 dBmの入力キャリアを測定。
中心周波数－59 dBc（実測）900 MHz、
スパン1.8 GHz、RBW300 kHzでスペクト
ラム解析を使用

波形測定

自動測定

チャネル、演算波形、基準波形に対する測定

ゲート

基準レベル

アクティブ測定の数

16

設定
目標

オペレーションモード

波形演算

一般的な機能

機能

演算式の数

ソース
演算

表示属性

表示インタフェース設定
信号アイコンツールバー

上部メニュー

メインメニュー
軸ラベル

ダイアグラムラベル

自動測定ごとに最大値、最小値、平均値、標準偏差、測定数を表示する

画面上で最大2つのカーソルセットを使用可能（1セットは2つの水平軸カーソルと2つの水平軸カーソ
ルで構成）収集した波形（入力チャネル）、演算波形、基準波
形、XYダイアグラム

垂直軸測定、水平軸測定、
またはその両方。
垂直軸カーソルの手動設定、
または波形へのロック

最大5

チャネル1、
チャネル2、
チャネル3、
チャネル4、
演算波形1～4

加算、減算、乗算、除算、絶対値、2乗、平方根、積分、
微分、常用対数、自然対数、2進対数、逆数、反転、
ロ
ーパス、
ハイパス、再スケール(ax＋b)

フィルター

ローパス、
ハイパス

ゲート

波形演算に使用される表示領域を限定

フィルタータイプ

ダイアグラムの種類

自動測定で評価された表示領域を区切る

ユーザー設定可能な垂直軸レベルで自動測定のサポート構造を定義する

統計データ

カーソル測定振幅、ハイ、ロー、最大値、最小値、
ピークツーピー
ク、平均、RMS、σ、正オーバーシュート、負オーバー
シュート、面積、立ち上がり時間、立ち下り時間、正パ
ルス幅、負パルス幅、周期、周波数、正デューティーサ
イクル、負デューティーサイクル、遅延、位相、バース
ト幅、
パルスカウント、
エッジカウント、
パルス列、正の切り替え、負の切り替え、
サイクル領域、
サイクル
平均、
サイクルRMS、
サイクルσ、セットアップ、
ホール
ド、セットアップ／ホールド時間、セットアップ／ホー
ルド時間比、立ち上がりスルーレート、立ち下がりス
ルーレート、トリガに対する遅延

ガウシアン、
レクタンギュラ

Yt、
ズーム、
スペクトラム

表示領域は信号アイコンをドラッグ&ドロップして別々のダイアグラム領域に分割可能
各ダイアグラム領域では任意の数の信号をホールドできる。
ダイアグラム領域は上下に積み重ねることができ、あとから動的なタブメニューを使用してアクセスできる

アクティブな波形はシグナルバー上の個別の信号アイコンで表される。
シグナルアイコンには個別の垂直軸設定と収集設定が表示される19の使用頻度の高いツールへのクイックアクセスが可能。
シンプルなメニューで最も使用する一般的なパラメータを直接設定でき、メインメニューから詳細なパラメータにアクセス可能。
ユーザー定義選択はツー
ルバーのツール上で行う

トリガ、水平軸設定、および収集設定が表示される。
それらの設定にクイックアクセスが可能
コンパクトなメニュー構造で測定器のすべての設定にアクセスできる
X軸目盛りとY軸目盛りに目盛りの値と物理単位を表示

ダイアグラムにはわかりやすいユーザー定義の名前を個別にラベル付け可能

ダイアグラムレイアウト

グリッド、十字線、軸ラベルおよびダイアグラムラベルは個別にオン／オフの切り替え可能

ズーム

ユーザー定義のズームウィンドウで垂直方向および水平方向にズーム可能
タッチスクリーンインタフェースでズームウィンドウのサイズ変更およびドラッグ操作を容易に行える

残光

信号のカラー

50 ms～50 sまたは無限残光表示に対応した定義済み／ユーザー定義カラーテーブル

Rohde & Schwarz R&S®MXO 4 シリーズオシロスコープ﻿ 35

ヒストリーおよびセグメントメモリ
データ捕捉メモリ

メモリセグメンテーション

自動

自動、手動

自動のセグメントサイズ／サンプリングレート

手動

ユーザー定義のセグメントサイズ／サンプリングレート

セグメント数

レコード長セグメント数5)（最大）

全メモリ

2 k ポイント524 287

1.048 Gポイント

機能

収集のためのメモリセグメント
1 k ポイント5 k ポイント10 k ポイント
20 k ポイント
50 k ポイント

100 k ポイント
200 k ポイント
500 k ポイント
1 Mポイント
2 Mポイント
5 Mポイント

10 Mポイント20 Mポイント50 Mポイント100 Mポイント
200 Mポイント
400 Mポイント
800 Mポイント

高速セグメンテーションモード

ヒストリーモード

1 048 575
262 143
131 071
65 53532 76716 383
9361
4095
2113
1056
427
213
106
41
20
9
4
2

1.048 Gポイント
1.310 Gポイント
1.310 Gポイント
1.310 Gポイント
1.638 Gポイント
1.638 Gポイント
1.872 Gポイント
2.047 Gポイント
2.113 Gポイント
2.112 Gポイント
2.135 Gポイント
2.130 Gポイント
2.120 Gポイント

2.050 Gポイント
2.000 Gポイント
1.800 Gポイント
1.600 Gポイント
1.600 Gポイント

セグメンテーションは、
すべてのアナログチャネル、論理チャネル、
プロトコルデコード、およびスペクトラム
解析で有効。

可視化による中断のない収集メモリでの波形の連続記録。
連続する収集の間のブラインドタイムを最小化（「収集システム」を参照）
機能

ヒストリーモードにより、セグメントメモリ内の過去の収集にアクセス可能

ヒストリープレイヤー記録された波形を再生。
繰り返し再生が可能。
速度は調整可能。
直前／直後のセグメントに手動で移動可能。
数値によるセグメント番号の入浴

タイムスタンプ分解能
解析オプション

1 ps

全セグメントのオーバーレイ、全セグメントの平均、全セグメントのエンベロープ

入力／出力

フロント

チャネル入力トリガ入力
波形発生器出力（R&S®MXO4-B6オプションが必要）
デジタルチャネル入力

プローブ補正出力
グランドソケット

USBインタフェース

リア

トリガアウトUSBインタフェース
LANインタフェース
5)

BNC互換、詳細は「垂直軸システム」を参照

プローブインタフェース

パッシブプローブの自動検出、
ローデ・シュワルツのアクティブプローブインタフェース

プローブインタフェース

パッシブプローブの自動検出

D15～D8、D7～D0

R&S®RT-ZL04 ロジックプローブ用インタフェース

信号形状
周波数

BNC、詳細は「トリガシステム」を参照

BNC。
詳細については、R&S®MXO4-B6を参照。
波形発生器、デモラグ、GNDラグ
矩形、Vlow = 0 V、Vhigh = 3.3 V
振幅3.3 V（Vpp）±5 %（実測）
1 kHz±1 %（実測）

グランド接続USB 3.0スーパースピードポート×1、USB 2.0ハイスピードポート×2、タイプAプラグ
BNC、詳細は「トリガシステム」を参照

USB 3.1 Gen1ポート×2、タイプAプラグUSB 3.1 Gen1ポート×1、
タイプBプラグ

RJ-45コネクタ、10/100/1000BASE-Tをサポート

R&S®MXO4-B108 メモリオプション使用時。セグメントの最大数は、有効チャネル数と収集したデータのビット深度に依存するため、収集システムの設定（デシメーションモード、
波形演算、または高分解能モードなど）に依存する。

36

入力／出力外部モニターのインタフェース

リファレンス入力

コネクタ

インピーダンス

入力周波数レンジ

リファレンス出力

セキュリティースロット

感度

コネクタ

インピーダンス
出力信号

右側

グランドソケット

ディスプレイ
温度

温度負荷

BNC

50 Ω（公称値）

10 MHz（タイムベース確度で指定）、
8 dBm（公称値）

標準的なケンジントン・スタイル・ロックに対応

動作温度範囲

0 ℃～＋50 ℃

解像度

ストレージ温度範囲

1920×1080ピクセル（フルHD）－40 ℃～＋70 ℃

MIL-PRF-28800F section 4.5.5.1.1.1 class 3に準拠、+45 °Cの動作向けに調整＋25 °C/＋45 °C、95 %相対湿度サイクル、IEC 60068-2-30に準拠
最大海抜3000 m

非動作時

最大海抜4600 m
正弦波

5 Hz～150 Hz、最大1.8 g（55 Hz）、0.5g（55 Hz～150 Hz）、EN 60068-2-6準拠

ランダム

10 Hz～300 Hz、加速度：1.2 g（RMS）、
EN 60068-2-64に準拠

衝撃

電磁両立性（EMC）
RFエミッション
イミュニティ

6)≧－10 dBm（50 Ω）、≦10 dBm（10 MHz）

13.3インチLC TFTカラーディスプレイ
（静電容量式タッチスクリーン対応）

操作

認定
校正間隔

10 MHz（±20 ppm）

タイプ

高度

振動

50 Ω（公称値）

グランド接続

気候条件

機械式抵抗

BNC

VESA互換マウントインタフェース
パターンサイズ：100 mm×100 mm

VESAの取り付け

一般仕様

HDMI™、1920×1080ピクセル（60 Hz）、
オシロスコ
ープディスプレイの出力

10 Hz～55 Hz、MIL-PRF-28800F ­section 4.5.5.3.2
class 3に準拠
5 Hz～500 Hz、加速度：2.058 g（RMS）、
MIL-PRF-28800F section 4.5.5.3.1 class 3に準拠

40 g衝撃スペクトラム、MIL-STD-810G準拠、
メソッ
ド番号516.6、手順I
30 g機能的衝撃、正弦半波、時間11 ms、MIL-PRF-28800F section 4.5.5.4.1に準拠

CISPR 11/EN 55011 group 1 class Aに準拠（シールドテストセットアップ）、測定器はEN 55011、EN 61326-1、EN 61326-2-1クラスAのエミッション要件に準拠しており、産業環境での使用に最適
IEC/EN 61326-1 table 2に準拠、産業環境のイミュ
ニティテスト要件 6)
VDE、CCSAUS、KC
1年

テスト基準は5 mV/divの入力感度に対する±1 div内の表示雑音レベルです。

Rohde & Schwarz R&S®MXO 4 シリーズオシロスコープ﻿ 37

一般仕様
電源

100 V～240 V±10 %（50 Hz～60 Hz/400 Hz±5 %）、最大2.3 A～1.3 A、MIL-PRF 28800F, section 3.5
に準拠

AC電源
消費電力

最大210 W

安全

メカニカル仕様データ
寸法
質量

ラックマウントの高さ

IEC 61010-1、EN 61010-1に準拠
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1、UL 61010-1

W×H×D
オプションなし、公称414 mm×279 mm×162 mm（16.3 in×10.99 in×6.38 in）
6.0 kg（13.23 lb）

R&S®ZZA-MXO4 ラックマウントキット使用時

オーダー情報
品名
R&S®MXO 4シリーズ、基本モデル

6 HU

タイプ

オーダー番号

R&S®MXO 41335.5050.04

R&S®MXO 4シリーズ オシロスコープの350 MHz帯域幅へのアップグレード

R&S®MXO4-B243

1335.4276.02

R&S®MXO 4シリーズ オシロスコープの1 GHz帯域幅へのアップグレード

R&S®MXO4-B245

1335.4299.02

R&S®MXO4-B2410

1335.4318.02

R&S®MXO4-B2415

1335.4330.02

R&S®MXO 4 シリーズ
（16個のデジタルチャネル）用のミックスド・シグナル・オプション

R&S®MXO4-B1

1335.4130.02

メモリアップグレード、2チャネルで800 Mポイント

R&S®MXO4-B6

1335.4147.02

R&S®MXO4-B108

1335.5772.02

R&S®MXO4-K510

1335.5195.02

R&S®MXO4-K520

1335.5550.02

R&S®MXO4-K36

1335.5572.02

R&S®MXO4-PK1

1335.5237.02

700 MHz、10 MΩ、10:1、400 V、9.5 pF、2.5 mm

R&S®RT-ZP11

1803.0005.02

500 MHz、10 MΩ、10:1、400 V、9.5 pF、2.5 mm

R&S®RT-ZP10

1409.7550.00

500 MHz、10 MΩ、10:1、300 V、10 pF、5 mm

R&S®RT-ZP05S

1333.2401.02

38 MHz、1 MΩ、1:1、55 V、39 pF、2.5 mm

R&S®RT-ZP1X

1333.1370.02

1.0 GHz、10:1、1 MΩ、BNCインタフェース

R&S®RT-ZS10L

1333.0815.02

R&S®RT-ZS10E

1418.7007.02

R&S®RT-ZS10

1410.4080.02

1.5 GHz、
アクティブ、1 MΩ、R&S®ProbeMeter、
マイクロボタン、
ローデ・シュワルツ・プローブイン
タフェース

R&S®RT-ZS20

1410.3502.02

1.0 GHz、
アクティブ、差動、1 MΩ、R&S®ProbeMeter、
マイクロボタンが付属 10:1外部アッテネー
タ、1 MΩ、70 VDC、46 VAC（ピーク）、
ローデ・シュワルツ・プローブインタフェース

R&S®RT-ZD10

1410.4715.02

1.5 GHz、
アクティブ、差動、1 MΩ、R&S®ProbeMeter、
マイクロボタン、
ローデ・シュワルツ・プロー
ブインタフェース

R&S®RT-ZD20

1410.4409.02

2.0 GHz、1:1、50 kΩ、±0.85 V、±60 Vオフセット、
ローデ・シュワルツ・プローブインタフェース

R&S®RT-ZPR20

1800.5006.02

オシロスコープ、200 MHz、4チャネル

ベースユニット（標準付属アクセサリ：700 MHzパッシブプローブ（10:1）×チャネル数、
アクセサリバッグ、
クイック・スタート・ガイド、電源コード）

必要な帯域幅アップグレードの選択

R&S®MXO 4シリーズ オシロスコープの500 MHz帯域幅へのアップグレード
R&S®MXO 4シリーズ オシロスコープの1.5 GHz帯域幅へのアップグレード

必要なオプションの選択

任意波形発生器、100 MHz、2個のアナログチャネル

低速シリアルトリガ／デコード（I2C/SPI/UART/RS-232/RS-422/RS-485）
車載用シリアルトリガ／デコード（CAN/CAN FD/CAN XL/LIN）1)
周波数応答解析以下のオプションを含むアプリケーションバンドル：
R&S®MXO4-K510、R&S®MXO4-K520 1)、R&S®MXO4-K36、R&S®MXO4-B6

追加するプローブの選択

シングルエンド・パッシブプローブ

広帯域アクティブプローブ：シングルエンド
1.0 GHz、
アクティブ、1 MΩ、
ローデ・シュワルツ・プローブインタフェース

1.0 GHz、
アクティブ、1 MΩ、R&S®ProbeMeter、
マイクロボタン、
ローデ・シュワルツ・プローブイン
タフェース

アクティブ広帯域プローブ：差動

パワーレール・プローブ

1)

将来のファームウェアリリースで使用可能

38

品名

タイプ

オーダー番号

250 MHz、100:1、100 MΩ、850 V、6.5 pF

R&S®RT-ZH03

1333.0873.02

400 MHz、100:1、50 MΩ、1000 V、7.5 pF

R&S®RT-ZH10

1409.7720.02

400 MHz、1000:1、50 MΩ、1000 V、7.5 pF

R&S®RT-ZH11

1409.7737.02

100 MHz、8 MΩ、1 kV（RMS）（CAT III）、BNCインタフェース

R&S®RT-ZD01

1422.0703.02

R&S®RT-ZHD07

1800.2307.02

R&S®RT-ZHD15

1800.2107.02

R&S®RT-ZHD16

1800.2207.02

100 MHz、1000:1/100:1、40 MΩ、6000 V（ピーク）、1000 V CAT III、
ローデ・シュワルツ・プローブ
インタフェース

R&S®RT-ZHD60

1800.2007.02

20 kHz、AC/DC、0.01 V/Aおよび0.001 V/A、±200 Aおよび±2000 A、BNCインタフェース

R&S®RT-ZC02

1333.0850.02

100 kHz、AC/DC、0.1 V/A、30 A、BNCインタフェース

R&S®RT-ZC03

1333.0844.02

R&S®RT-ZC05B

1409.8204.02

R&S®RT-ZC10

1409.7750K02

R&S®RT-ZC10B

1409.8210.02

R&S®RT-ZC15B

1409.8227.02

R&S®RT-ZC20

1409.7766K02

R&S®RT-ZC20B

1409.8233.02

R&S®RT-ZC30

1409.7772K02

電界および磁界近磁界測定用プローブセット、30 MHz～3 GHz

R&S®HZ-15

1147.2736.02

400 MHzロジックプローブ、8チャネル

R&S®RT-ZL04

1333.0721.02

R&S®RT-ZP11 パッシブプローブ用アクセサリキット（2.5 mmプローブチップ）

R&S®RT-ZA1

1409.7566.00

外部アッテネータ、10:1、2.0 GHz、1.3 pF、60 V DC、42.4 V AC（ピーク）、
R&S®RT-ZD20/-ZD30プローブ用

R&S®RT-ZA13

1409.7789.02

R&S®RT-ZA15

1410.4744.02

高電圧プローブ

高電圧プローブ：差動

200 MHz、250:1/25:1、5 MΩ、750 V（ピーク）、300 V CAT III、
ローデ・シュワルツ・プローブインタ
フェース
100 MHz、500:1/50:1、10 MΩ、1500 V（ピーク）、1000 V CAT III、
ローデ・シュワルツ・プローブイ
ンタフェース
200 MHz、500:1/50:1、10 MΩ、1500 V（ピーク）、1000 V CAT III、
ローデ・シュワルツ・プローブイ
ンタフェース

電流プローブ

2 MHz、AC/DC、0.01 V/A、500 A（RMS）、
ローデ・シュワルツ・プローブインタフェース
10 MHz、AC/DC、0.01 V/A、150 A（RMS）、BNCインタフェース

10 MHz、AC/DC、0.01 V/A、150 A（RMS）、
ローデ・シュワルツ・プローブインタフェース
50 MHz、AC/DC、0.1 V/A、30 A（RMS）、
ローデ・シュワルツ・プローブインタフェース
100 MHz、AC/DC、0.1 V/A、30 A（RMS）、BNCインタフェース

100 MHz、AC/DC、0.1 V/A、30 A（RMS）、
ローデ・シュワルツ・プローブインタフェース
120 MHz、AC/DC、1 V/A、5 A（RMS）、BNCインタフェース

EMC近磁界プローブ
ロジックプローブプローブアクセサリ

R&S®RT-ZC10/-ZC20/-ZC30用プローブ電源

プローブパウチ

R&S®RT-ZA19

3Dポジショナー、中央のテンションノブによりプローブを容易に固定して位置決め可能（スパン幅：200 mm、
クランプ範囲：15 mm）

R&S®RT-ZF20

1800.0004.02

R&S®RT-ZA1P

1326.3641.02

フロントカバー

R&S®MXO4-Z1

1335.4360.02

輸送用ケース

R&S®MXO4-Z3

1335.5589.02

R&S®MXO4-Z4

1335.5595.02

R&S®ZZA-MXO4

1335.5108.02

パワースキュー補正／校正テストフィクスチャ

必要なアクセサリの選択

ソフトバッグラックマウントキット、6 HUのR&S®MXO 4 オシロスコープ用

VESAマウント（標準100 mm×100 mmパターンで使用可能）

業界標準マウントを選択してください

保証

ベースユニット

3年

その他の品目 2)

サービスオプション

1年

延長保証、1年

R&S®WE1

校正サービス付き延長保証、1年

R&S®CW1

延長保証、2年

校正サービス付き延長保証、2年認定校正サービス付き延長保証、1年認定校正サービス付き延長保証、2年

2)

R&S®WE2

お近くのローデ・シュワルツの営業所にお問い合わせください。

R&S®CW2
R&S®AW1
R&S®AW2搭載オプションには、本体保証の残りの期間が適用されます（期間が1年を超える場合）。例外：バッテリーはすべて1年保証です。

HDMIおよびHDMI High-Definition Multimedia Interfaceという用語、ならびにHDMIロゴは、HDMI Licensing LLCの米国またはその他の国々における商標または登録商標です。

Rohde & Schwarz R&S®MXO 4 シリーズオシロスコープ﻿ 39

ローデ・シュワルツはテクノロジーグループとして、電子計測、
テクノロジーシステム、
ネットワーク／サイバーセキュリティの分野の最先端ソリューションを提供することで、安全でつながり合った世界の実現を先導する役割を果たしています。
創業から85年を超えるこのグループは、全世界の産業界と政府機関のお客様にとっての信頼できるパートナーです。
本社をドイツのミュンヘンに構え、独立した企業として、70か国以上で独自の販売／サービスネットワークを展開しています。
www.rohde-schwarz.com/jp

永続性のある製品設計► 環境適合性と環境負荷の低減► 高エネルギー効率と低排出ガス► 長寿命かつ所有コストの最適化
Certified Quality Management

ISO 9001

Certified Environmental Management

ISO 14001

ローデ・シュワルツ トレーニング

www.training.rohde-schwarz.com

ローデ・シュワルツ カスタマーサポート
www.rohde-schwarz.com/support

3609847316► 世界に広がるサービス網► 各地域に即した独自性►個別の要望に応える柔軟性► 妥協のない品質► 長期信頼性

R&S® は、
ドイツRohde & Schwarz の商標または登録商標です。
掲載されている記事・図表などの無断転載を禁止します。
PD 3609.8473.16 | Version 04.02 | 9月 2022 (sk)
R&S®MXO 4 シリーズオシロスコープ
おことわりなしに掲載内容の一部を変更させていただくことがあります。
あらかじめご了承ください。
© 2022 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Munich, Germany3609.8473.16 04.02 PDP/PDW 1 ja

高付加価値のサービス

ローデ・シュワルツ