SPECIFICATIONS

ロードセルアンプ
MODEL§１．概2019/04/16 改訂(Rev.2)

ＬＡ－１０２２Ａ

要

本器はひずみゲージ式トランスデューサ専用の0～±5V電圧信号および4～20mA電流信号を出力する低ドリフト計装用増幅器である。(電圧信号のみ使用の場合は入力条件により0～±10Vmax)
センサ用印加電圧は10V,5V,2.5Vより出荷時選択可能なほか、リモートセンシング機能を備えている。
使用電源はAC100V(標準仕様)の他、DC24V(オプション仕様)にも対応している。
§２．仕様

２－１．ロードセル電源部
1). 印加電圧

DC10V±5％(標準仕様)、 出荷時指定により5Vまたは2.5Vに変更可能

2). 接続可能センサ数350Ω型ロードセル4点を接続可能 (120mA max)
(EXC=5Vは60mA以内、EXC=2.5Vは30mA以内)

3). 電圧降下補償△2

リモートセンシング機能
電源印加用のケーブル抵抗値が往復で20Ω以下 (AWG24×100m相当)

２－２．増幅部1). 入力範囲

±3.3mV/V (風袋量と測定重量の合計)

2). 初期風袋消去

0～2.25mV/V(16ポジションロータリスイッチにより約0.15mV/Vステップで設定可能。)

3). ゼロ点調整

多回転トリマ調整(粗調＋微調：各15回転)

約±0.2mV/V

4). 感度調整

増幅度可変範囲：×3333～×151 (EXC=5Vは左記の2倍、EXC=2.5Vは4倍)
スパン量0.15～3.3mV/Vの範囲にて0～5Vまたは4～20mA出力に設定が可能。
基準感度：EXC=10V、0～1.0mV/Vにて0～5Vまたは4～20mA出力、G=500倍

GAIN MODE

H / L(スイッチ切替)

RANGE

7段階(スイッチ切替)

SPAN

多回転トリマ調整(粗調＋微調：各15回転)

5). 電圧出力

0～±5V (負荷抵抗2kΩ以上)
両極性出力。±0.3mV/V以上のスパン量では0～±10Vmax出力が可能。

6). 電流出力

電圧出力0～5Vに対し電流出力4～20mA (負荷抵抗510Ω以内)

7). 出力の同時使用

電圧出力と電流出力は同時使用可。但しZERO,SPANトリマが共通のため、一方はV/I変換精度±0.2%を伴う。
(ベース金具裏面の単回転トリマにより4～20mAのZERO,SPAN微調整が可能)

8). 非直線性±0.05％FS(EXC=2.5V時±0.1%FS)

9). フィルタ特性

fc=約2Hz(-3dB)標準、-12dB/oct. ローパスフィルタ
出荷時指定により遮断周波数fcを5,10Hzより選択可

東洋測器株式会社

Page

1／4Spec No.

ＴＡ４-００１３０Ａ△12△

SPECIFICATIONS
10). 温度係数

零点：±0.005％ FS /℃typ(基準感度に於いて。EXC=5Vは上記の2倍、EXC=2.5Vは4倍)
感度：±0.005％ FS /℃typ (EXC=2.5Vは±0.01%FS/℃)11). チェック機能

CHECKスイッチをONにする事により疑似入力信号の発生が可能。その時の入力信号に加算される。
約0.15mV/Vステップにて約2.25mV/V迄設定可能 (温度係数:25ppm/℃max)

２－３．一般仕様
1). 電源安定度±0.02％ FS (電源電圧変動±10％以内に於いて)

2). 電源電圧

AC100V±10%, 50/60Hz: 標準仕様DC24V (DC20～27V): オプション

3). 消費電力(電流)約10VA(AC100V)，0.5A typ(DC24V)

4). 使用温度･湿度範囲

0～＋40℃、20～85％ R.H.

5). 保存温度･湿度範囲-20～＋60℃、20～85％ R.H.

6). 質量

約0.9㎏(AC100V)，約0.6㎏(DC24V)

7). 取り付け方法

ウォールマウント方式

結露なき事
結露なき事

本体ベース金具の2-φ4.5を利用してM4ネジで固定§３．コネクタ配列
1). ロードセル信号、電圧出力、電源接続用コネクタ
7.62mmピッチ圧着端子用端子台
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

接 続 信 号+EXC
+SEN
-SEN
-EXC
+SIG
-SIG
SHL
VoutCOM
Iout
COM
E
AC
AC

ロードセル印加電圧 (＋)
リモートセンシング入力 (＋)
リモートセンシング入力 (－)
ロードセル印加電圧 (－)
ロードセル信号入力 (＋)
ロードセル信号入力 (－)
ロードセルシールド
電圧出力信号(＋)
電圧出力信号(－)
電流出力信号(＋)
電流出力信号(－)
接地+24V 電源(DC24V)
電源(AC100V)0V
電源0V

出 力 信 号 の COM(9,11 番 端子)は共通
また、出力信号のシールドは受信計器側にて接地すること
DC24V電源はオプション

適合圧着端子：幅6mm迄のM3用圧着端子2). 結線上の注意① 出荷時+EXC～+SENおよび-EXC～-SEN間は各々ショートピースによりジャンパーされている。
センサーケーブルが4芯でリモートセンシング機能を使用しない場合は必ずショートピースでジャンパーされた状態(出荷時状態)で使用する事。センサーケーブルが6芯の場合、ショートピースを取り外して結線する事によりリモートセンシング機能が動作する。

東洋測器株式会社

Page

2／4

Spec No.

ＴＡ４-００１３０Ａ

2△

SPECIFICATIONS② 本器のリモートセンシング機能はケーブル抵抗が10Ω(往復20Ω)以下で効果的に働く。
AWG24のケーブルは長さ100mで約9Ωなのでセンサケーブル選定には注意の事。
③ 各ケーブルのシールドは本器または各接続計器の一方で接地すること。
④ ロードセル(トランスデューサ)のケーブル配線色はメーカーによって異なるため、ロードセルに付属の試験成績表等により配線色を確認のこと。
§４．型

式

４－１．型

式

ＬＡ－１０２２Ａ－ＤＣ－ＥＸＣ５Ｖ－１０Ｈｚ
シリーズ型名
無記入 : AC電源(標準仕様)
ＤＣ: DC24V電源(OP)

無記入 : L/C印加電圧10V(標準仕様)
EXC5V: L/C印加電圧5V(OP)

EXC2.5V: L/C印加電圧2.5V(OP)
無記入 : fc=2Hz(標準仕様)
xxHz: 5, 10Hzよりフィルタ特性を選択(OP)△1※．DC電源仕様、L/C印加電圧変更、フィルタ特性変更は工場出荷時オプション
附属品：ショートピース

2個、取扱説明書

１部§５．機能ブロック図

東洋測器株式会社△1Page3／4

Spec No.

ＴＡ４-００１３０Ａ

2△

SPECIFICATIONS§６．外形寸法

11+EXC +SEN -SEN -EXC +SIG -SIG SHL Vout COM Iout COM

12E

12345678910ON
CHECK
TARE

ZERO

SPAN
L

C
FC
F
H

RANGE

+24V 0V

1314LA-1022A
POWER

TOYO SOKKI

東洋測器株式会社

Page

4／4

Spec No.

ＴＡ４-００１３０Ａ2△