管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス
医療機器認証番号：223AFBZX00185000

ノリタケ カタナ®ジルコニア＜マルチレイヤード ジルコニア＞
リニューアル＜単色 ジルコニア＞

進化を続けるマルチレイヤードシリーズ

シェードガイドに適合した HTML を追加！
高い透光性※を有するUTML・STMLシリーズに加え、優れた機械的特性を有するMLシリーズをHTMLシリーズとしてリニューアル。
シェードガイドに準じた色調ラインナップを豊富に揃え、幅広い症例に対応することが可能となりました。
※当社従来品との比較

透光性と機械的特性のバランスに優れており、幅広い症例に対し安定した色調表現が可能です。

リニューアル

優れた機械的特性を有し、ロングスパンブリッジなど強度を必要とする症例にも対応可能です。

陶材焼付用の単色ジルコニアシリーズ
透光性の異なるHT（ハイ トランスルーセント）とLT（ロー トランスルーセント）の使い分けにより、審美性の高い陶材焼付けジルコニア修復物を製作できます。

高い透光性により、遮蔽性が高く、支台歯の色調を生かす金属支台歯など遮蔽がケースに有効です。

必要なケースや明度を高めたいケースに有効です。

ノリタケ カタナ®ジルコニア

色調ラインナップ
リニューアルNW

A1A2A3 A3.5 A4B1B2B3B4C1C2C3C4D2D3D4ENW EA1ーーーーーーーーーーー

HTMLとMLの色相相関HTMLの色調は、シェードガイドに準じた色調です。
MLシリーズとの相関※は以下となります。
A Light

A DarkB Light

A1A2B1※最も近似した色調

高い透光性を有し、前歯にも対応しやすくステインと組合わせることにより多彩な色調表現が可能です。

支台 歯 色に応じた対 応 が 可 能

フレーム色と対応シェードの相関

様々な支台歯への対応に適しており、HT10またはLT10に、シェードベースを使用することに透光性（遮蔽性）を簡単に調整できます。

より、目標シェードの基本となる色調に調整できます。
詳しくは、取扱い説明書をご参照ください。
「セラビアン®ZR」使用の場合
HT10LT10支台（変色なし）

HT12+ HT12フレーム

LT12HT13LT13EW00, EW0, EW, 全ての色調（+SB）
EWY, NW0.5, A1, NP1.5, B1, B2A2, A3, NP2.5※SB …シェードベース

金属支台+ HT12フレーム+ LT12フレーム

臨床例

前歯部：陶材焼付クラウン
臼歯部：フルジルコニアクラウン
併用陶材：セラビアン ZR

1. 臼歯部研磨後

2.色調確認

フルジルコニアクラウン

1. 支台歯形成

2. ワックスアップ

3. 完成

フルジルコニアクラウン

1. シェードテイキング

2.E Glaze ※塗布※セラビアン ZR

臨床例

陶材焼付クラウン〈 支台歯色を遮蔽する症例 〉
併用陶材：セラビアン ZR

1.シェードテイキング

2.フレームの適合確認

1.シェードテイキング

2.フレームの適合確認

陶材焼付クラウン〈 支台歯色を反映させる症例 〉併用陶材：セラビアン ZR

ノリタケ カタナ®ジルコニア

3. 前歯部唇側面は、陶材を 0.5mm の厚みで焼付け、臼歯部は、FC ペーストステイン※でキャラクタライズ※セラビアン ZR

4. 口腔内装着
写真提供：名古屋デンタルオフィス 長瀬ゆき先生、株式会社カスプデンタルサプライ 足立成先生

4. 口腔内装着（左：頬側面観、右：咬合面観）

3. 完成

4. 口腔内装着
写真提供：おおくぼ歯科クリニック 大久保恵子先生、株式会社カスプデンタルサプライ 山田和伸先生

3.口腔内装着

3.口腔内装着

写真提供：ゲートタワースワン歯科原田正守先生、株式会社カスプデンタルサプライ 山田和伸先生、足立成先生

写真提供：JUN 歯科クリニック 吉田淳一先生、株式会社カスプデンタルサプライ 山田和伸先生

短 時 間 焼 成に対 応
3本ブリッジまでは、通常焼成（7時間）に加え、独自のジルコニア技術により「ノリタケ カタナ® F-2N」と組合せることで、約90分での短時間焼成（800℃で取り出した場合）が可能となりました。
焼成スケジュール

約90分で完了

短時間焼成

800℃取り出し

通常焼成

通常焼成 7時間（時間）

01.5

7

● 短時間焼成

最高温度● 通常焼成

1560℃

1515℃

最高温度

1550℃

1500℃

保持時間30分

保持時間

2時間

昇温速度

35℃/分

昇温速度

10℃/分

降温速度

-45℃/分降温速度-10℃/分※短時間焼成は、「ノリタケ カタナ® F-2 N」を使用。3 本ブリッジまで焼成可。

ノリタケ カタナ®ジルコニア

幅広 い 用 途に使 用 可 能
透光性、機械的特性の異なる各シリーズを使い分けることで、前歯修復からブリッジ修復までの幅広い用途に対応できます。※1
推 奨 用 途 ※2

ラミネートべニア
インレー・アンレー

前歯クラウン

臼歯クラウン

3本ブリッジ

ロングスパンブリッジ※1 各シリーズで必要となるジルコニアの最小厚みが異なります。詳細は添付文書をご確認ください。
※2 上部に陶材を築盛するフレーム用途にはHT/LT（単色）が適しています。

透 光 性4338 %

31 %%27%

測定条件 : 無着色ジルコニア（原材料）を使用%

測定波長 : 700nm、試験片厚み：0.5mm

クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

機械 的 特 性 (曲 げ 強さ)

5577481125
1125
0200

400

600

800

1000

1200

強度（MPa）

測定条件 : 無着色ジルコニア（原材料）を使用 ISO 6872：2015準拠（3点曲げ試験）、支点間距離：30mm、試験片サイズ：40 4 3 mm
クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

透過率

製品の詳細についてはWEBからもご確認いただけます。

製 品構 成ノリタケ カタナ ジルコニア®

管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス

医療機器認証番号：223AFBZX00185000

形 状シリーズ

色 調

直径
厚み98.5mm
14mm

18mm

22mm

○○○○○○○○○※

スタンダードシェード

NW

A1

A2

A3

A3.5A4

B1※

B2※

B3※

C1※

C2※

C3※

NW

A1

A2

A3A3.5A4

B1※

B2※

B3※

C1※

C2※

C3※

A1

A2

A3

A3.5A4

B1

B2

B3※

B4※

C1※

C2※

C3※

C4※

D2※

ENW

EA1

D2※

D3※

D2※

D3※

スタンダードシェード

スタンダードシェード

D3※

D4※

エナメルシェード

※受注製造での取扱いになります。お届けまでに約１カ月を要しますことを予めご了承ください。
形 状シリーズ

色 調

直径
厚み

98.5mm
10mm

14mm

18mm

22mm

26mm

LT10LT12LT13○○○○○HT10HT12HT13○○○○○

関 連製 品セラビアン ® ZR FC ペーストステイン

ノリタケ カタナ ® F-2 N

管理医療機器 歯科用陶材
医療機器認証番号：223AFBZX00161000

一般医療機器 歯科技工用ポーセレン焼却炉
医療機器届出番号 ： 25B2X0003000014
製造販売元 ： SKメディカル電子株式会社
滋賀県長浜市七条町305-1

全27色を取り揃え多彩な色調表現を可能とし、従来のエクスターナルステインよりも低温の７５０℃で焼成できるペーストステインです。
ＦＣペーストステイン フルキット（計27色）●●

ＦＣペーストステイン ベーシックキット（計9色）

ＦＣペーストステイン 単品

各5g … Glaze、Clear Glaze●

5g … Clear Glaze●

3g

各3g … Light Gray、
Dark Gray、
Grayish Blue、
Blue、Cervical 1、Cervical 2、Cervical 3、
A +、B+、C+、D +、White、Mamelon Orange 1、Mamelon Orange 2、Earth Brown、ReddishBrown、Value、Black 、Green 1、Green 2、Yellow、
Salmon Pink、Pink、Red、Fluoro●

各3g … White、Dark Gray、
Grayish Blue、Cervical ２、Earth Brown、Salmon Pink、A+●

5g … Glaze、Clear Glazeのみ●

10mg … ESリキッド●FC ペーストステインカラーガイド●

10mg … ESリキッド●

FC ペーストステインカラーガイド● 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。 ● ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。 ● 仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

製品・各種技術に関するお問い合わせ
クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

クラレノリタケデンタル公式アプリ

ホームページ

月曜 〜 金曜 10：00 〜17：00
連絡先〒100- 0004 東京都千代田区大手町1-1 -3（ 大手センタービル ）フリーダイヤル：0120- 330-922
製造販売元〒959- 2653 新潟県胎内市倉敷町2- 28販売元〒564 -8650 大阪府吹田市垂水町3- 33-18 TEL.（06）6380 -2525〒110 - 8513 東京都台東区上野2- 11 -15
TEL.（03）3834 -6161
お客様相談センター：0800- 222- 8020
http://www.dental-plaza.com

・｢KATANA｣、「カタナ｣及び「セラビアン」
は株式会社ノリタケカンパニーリミテドの登録商標です。

サポート OS バージョン iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上
N-115-02 02 ／ 2020