เครื่่อ� งเครื่่อ� งทดสอบฉนวน/ความต่่อเนื่่อ� งระบบดิิจิทัิ ลั

KEW 3551 / 3552 / 3552BT

เครื่่อ� งทดสอบความต้้านทานฉนวน 6 ช่่วงป้้องกัันอย่่างเต็็มที่่ต่� อ่การเชื่่อ� มต่่อกัับวงจรที่่มีีกร� ะแสไฟฟ้้าไหลผ่่านโดยไม่่ตั้้ง� ใจ!

ตััวบ่่งชี้้�สถานะฉนวนช่่วยให้้การตััดสิินว่่าผ่่าน/ไม่่ผ่า่ นทำำ�ได้้เร็็วขึ้้�นสููง
(ผ่่าน)่ตำ�(ไม่่ผ่า่ น) ความเร็็วการวััดระดัับที่่เ� ร็็วที่่สุ� ดุ ในโลก (0.5 วิินาทีี) 6 ช่่วงพร้้อมใช้้งานสํําหรัับการทดสอบความต้้านทาน

ของฉนวน (50/100/125/250/500/1000 V)ง่่ายต่่อการระบุุความต้้านทานต่ำ�หรืือสููงโดยสีี
แบ็็คไลท์์ LCDสามารถตั้้�งค่่าการอ้้างอิิงที่่แ� ตกต่่างกัันสํําหรัับ
ความต้้านทานของฉนวนแต่่ละตััวตามลํําดัับ
(3552 / 3552BT)

 การวััดฉนวนสููงสุุดถึึง 40GΩ การทดสอบฉนวนเพื่่อ� วิินิจิ ฉััยปััญหา: PI, DARรุ่่น� มาตรฐานมีีฟัังก์์ชัันหน่่วยความจํํา
มีีหน่่วยความจํําและฟัังก์์ชััน
การเชื่่�อมต่่อ Bluetooth®

KEW 3551

KEW 3552
KEW 3552BT

การใช้้แอปพลิิเคชัันของเราทำำ�ให้้สามารถวััดและบัันทึึกการวััดได้้โดยอััตโนมััติิ
ช่่วยลดความจำำ�เป็็นในการจดบัันทึึกใน
ภาคสนาม (3552BT เท่่านั้้�น)*โปรดติิดต่่อเราสำำ�หรับั การสอบถามเกี่่�ยวกัับการซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ 3552BT

ไฟแบ็็คไลต์์ LED และจอแสดงผลการทดสอบการฉนวนเพื่่�อวิินิิจฉััย

อำำ�นวยความสะดวกในการทำำ�งานในสถานที่่�ที่่�มีีแสงสลััวเซ็็นเซอร์์ส่่องสว่่างจะเปิิด/ปิิดไฟแบ็็คไลท์์
LCD และไฟสปอตไลท์์LEDPIPolarization IndexPI=PIเกณฑ์

DARฟัังก์์ชันั การถ่่ายโอนหน่่วยความจํํา/ข้้อมููล(มีีให้้ใช้้ใน KEW3552/3552BT)

ค่่าความต้้านทานของฉนวน 10 นาทีีหลัังจากเริ่่�ม
ค่่าความต้้านทานของฉนวน 1 นาทีีหลัังจากเริ่่�ม

4.0 หรื อมากกว่ าดี ที่ สุ ด

4.0 ถึ ง 2.0
ดี

2.0 ถึ ง 1.0คำ�เตื อน1.0 หร ื อน้ อยกว่ าแย่Dielectric Absorption Ratio

DAR=DARเกณฑ์์

หน่่วยความจํําภายในรองรัับการวััดสููงสุุดถึึง
1000 ครั้้�ง สามารถถ่่ายโอนไปยััง PC โดยผ่่า
นอะแดปเตอร์์อุุปกรณ์์เสริิม 8212-USBค่่าความต้้านทานของฉนวน 1 นาทีีหลัังจากเริ่่�ม

ค่่าความต้้านทานของฉนวน 15 วิินาทีีหลัังจากเริ่่�ม
1.4 หรืือมากกว่่า
ดีีที่่� สุุด1.25 ถึึง 1.0ดีี

1.0 หรืือน้้อยกว่่า
แย่่ให้้ความอเนกประสงค์์สูงู สุุดด้้วยฟัังก์์ชันั ต่่อไปนี้้� การวััดความต้้านทานของฉนวน (6 ช่่วง) การวััดแรงดัันไฟฟ้้า AC/DC การทดสอบความต่่อเนื่่� อง @200mA, ความต้้านทานต่ำำ�

การสื่่�อสารผ่่าน Bluetooth®
(KEW 3552BT)

ถ่่ายโอนข้้อมููลที่่�วััดได้้โดยตรงไปยัังอุุปกรณ์์แท็็บเล็็ตหรืือ
สมาร์์ทโฟนที่่�เข้้ากัันได้้
ประหยััดเวลา - สร้้างรายงานได้้ง่่าย

พร้้อมให้้บริิการฟรีีบนเว็็บไซต์์ดาวน์์โหลดรุ่่น� ที่่�เหมาะสมสํําหรัับตอบสนองความต้้องการของคุุณ

*โปรดติิดต่่อเราสำำ�หรัับการสอบถามเกี่่�ยวกัับการซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ 3552BT

รุ่่�น ข้้อกำำ�หนดจํําเพาะของ KEW 3551 / 3552 / 3552BT
ความต้้านทานของฉนวน

แรงดัันไฟฟ้้าทดสอบ

50V

100V125Vช่่วงการวััด
(การกํําหนดช่่วงอััตโนมััติ)ิ

4.000/40.00/100.0MΩ

4.000/40.00/
200.0MΩ

4.000/40.00/
250.0MΩค่่ากึ่่ง� กลางของสเกล2MΩ

ความแม่่นยำำ�

±2%rdg±2dgt

5MΩ

250V

500V

1000V

4.000/40.00/4.000/40.00/4.000/40.00/
400.0/2000MΩ 400.0/4000MΩ
400.0/500.0MΩ
1/40GΩ*1/20GΩ*10MΩ
100MΩ
200MΩ

KEW 3551
KEW 3552
KEW 3552BT

6 ช่่วง ความต้้านทานของฉนวน

หน่่วย
ความจํํา

PC
การสื่่�อสาร











Bluetooth®

 อุุปกรณ์์เสริิมช่่วงการวััดที่มีี่� ประสิิทธิิผลอัันดัับแรก 0.100 ถึึง 10.00MΩ 0.100 ถึึง 20.00MΩ 0.100 ถึึง 25.00MΩ 0.100 ถึึง 50.0MΩ 0.100 ถึึง 500MΩ 0.100 ถึึง 1000MΩ
ช่่วงการวััดที่มีี่� ประสิิทธิิผลอัันดัับที่่ส� องความแม่่นยำำ�
พิิกัดั กระแสไฟกระแสไฟฟ้้าลััดวงจรเอาท์์พุต
ุ
Ω/ความต่่อเนื่่อ� ง*³10.01 ถึึง 100.0MΩ 20.01 ถึึง 200.0MΩ 25.01 ถึึง 250.0MΩ 50.1 ถึึง 500MΩ

±5%rdg1.0 ถึึง 1.1mA@0.05MΩสููงสุุด 1.5mAช่่วงความต้้านทาน

40.00/400.0/4000Ωแรงดัันไฟฟ้้าวงจรเปิิด

5V(4 ถึึง 6.9V)ความแม่่นยำำ�

กระแสไฟฟ้้าการวััด

แรงดัันไฟฟ้้า

ทั่่�วไป

0.050 ถึึง 0.099MΩ

ช่่วงความแม่่นยำำ�
มาตรฐานที่่เ� กี่่�ยวข้้องส่่วนติิดต่่อการสื่่อ� สารขนาด / นำ�้ หนัักแหล่่งจ่่ายไฟ

อุุปกรณ์์เสริิม
อุุปกรณ์์เสริิมทางเลืือก

@0.1MΩ

@0.125MΩ

@0.25MΩ

501 ถึึง 2000MΩ 1001 ถึึง 4000MΩ

@0.5MΩ

@1MΩ

7260
สายทดสอบพร้้อม
สวิิตช์์ควบคุุมระยะไกล

7261A
สายทดสอบพร้้อมคลิิปปากคีีบ

9121สายคาดไหล่่

±2.5%rdg±8dgt

9173กระเป๋๋าหิ้้�ว200mA หรืือมากกว่่า8017A
สายพ่่วงผลิิตภััณฑ์์แบบยาว อุุปกรณ์์เสริิมทางเลืือก

AC 2.0 ถึึง 600V(45 ถึึง 65Hz)DC -2.0 ถึึง -600V +2.0 ถึึง +600V±1%rdg±4dgt

IEC 61010 CAT Ⅲ 600V / CAT Ⅳ 300V
IEC 61010-2-034, IEC 61557-1,2,4, IEC 61326-1,2-2, IEC 60529(IP40)
USB*¹, Bluetooth® *²97(L)x156(W)x46(D)mm / ประมาณ 490g (รวมแบตเตอรี่่)�
LR6/R6(AA)(1.5V) x 4

7260 (สายทดสอบพร้้อมสวิิตช์์ควบคุุมระยะไกล), 7261A (สายทดสอบพร้้อมคลิิปปากคีีบ)8017A (สายพ่่วงผลิิตภััณฑ์์แบบยาว), 9173 (กระเป๋๋าหิ้้�ว), 9121 (สายคาดไหล่่), LR6(AA)x4, คู่่�มืือการใช้้งาน
7243A (ตััวอัักษรรููป L), 8016(สิินค้้าประเภทตะขอ),8212-USB (อะแดปเตอร์์ USB พร้้อม "KEW Report (ซอฟต์์แวร์์)")*¹, 9186A (กระเป๋๋าหิ้้�ว), 9187 (กล่่องสายไฟe)*1 3552/3552BT เท่่านั้้�น *2 3552BT เท่่านั้้�นBluetooth® เป็็นเครื่่อ� งหมายการค้้าหรืือเครื่่อ� งหมายการค้้าจดทะเบีียนของ Bluetooth SIG, Inc.
่ำ�ได้้รับ*3 ช่่วงความต้้านทานตำ�ได้้ั การป้้องกัันจากฟิิวส์์ในตััว (0.5 A/ 1000 V, เส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 6.3 x 32 mm)คําเตือนด้าน
ความปลอดภัย:7243A
โพรบทรง L(1,650mm)8016สิินค้้าประเภทตะขอ

9186A
กระเป๋๋าหิ้้�ว

9187
กล่่องสายไฟ

8212-USBอะแเดปเตอร์์ USBพร้้อม "KEW Report(ซอฟต์์แวร์์)"โปรดอ่าน "คําเตือนด้านความปลอดภัย" ในคูม่ อื คําแนะนําทีใ่ ห้มาพร้อมกับเครือ่ งมืออย่างละเอียดและถีถ่ ว้ นเพือ่ ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎความปลอดภัยอาจทําให้เกิดเพลิงไหม้ ปัญหาของเครือ่ งมือ ไฟฟ้าช็อต ฯลฯ ดังนั้นต้องแน่ใจว่าสามารถใช้งานเครือ่ งมือด้วยอัตราแหล่งจ่ายไฟและแรงดันไฟฟ้าทีถ่ กู ต้องทีร่ ะบุไว้ตามเครือ่ งมือแต่ละเครือ่ งสําหรับการสอบถามหรือการสั่งซื้อ:2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152

เอกสารเผยแพร่นี้จัดทําขึ้นในเดือนมกราคม 2024 เนื้อหาในเอกสารเผยแพร่น้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LC_3551_3552_3552BT_2_1_Jan24_AD_th