Gas purifiers and filters
CRSガス精製フィルター

Efficient | Quality analysis | Low down time

ガス精製フィルターを用いて特定の物質を除去することにより高純度のガスを得ることができます

www.trajanscimed.com

CRSガス精製フィルターは、様々な機器に使用されているガスから分析が損なわれないように汚染物質を除去し、高純度のガスを確実に供給します。
また、ガス精製についてのこれまでの経験から、お客様の特定のニーズに最適なCRSガス精製フィルターを提案することができます。
CRSガス精製フィルターの仕様および推奨アプリケーションについて紹介致します。

Efficient | Quality analysis
Low down time
ZPure™ （ステンレス製ガス精製フィルター）高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。
ZPure™ ガスフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。
ZPure™ ガスフィルター• ステンレスボディ• 微粒子除去用の一体型ステンレスフリット• 高容量吸着剤• オールメタルシーリングシステム• ヘリウムガスによるリークチェック済み

コンプレッションフィッティングを採用しています。
コンプレッションフィッティングは密閉性が高く、適切に使用すれば繰り返し取り外しと接続が可能です。
業界標準のフェルールとチューブに対応しています。

ZPure™ PolyGas Ⅰ
ZPure™ PolyGas Ⅱ
ZPure™ O₂/H₂O
ZPure™ H₂O
ZPure™ HC

推奨アプリケーション
不活性ガス、He、Ar、N2、H2 の精製に使用できるため、GC および GC/MS キャリアガスラインでの使用に最適です。
また、酸素、水、炭化水素 ( ブタンより重い ) を含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
不活性ガス、He、Ar、N2、H2 の精製に使用できるため、GC および GC/MS キャリアガスラインでの使用に最適です。
また、酸素や水分を含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
不活性ガス、He、Ar、N2、H2、メタン、クリーンドライエア (CDA) から水分を低 ppb レベルまで除去します。
超乾燥ガスを必要とするあらゆるアプリケーションに推奨します。
不活性ガス、He、Ar、N2、H2、およびクリーンドライエア (CDA) から炭化水素 ( ブタンより重い ) を低 ppb レベルまで除去します。
炭化水素を含まないガスを必要とするほとんどのアプリケーションに推奨します。

2

ZPure™ Glass （インジケーター搭載ガラス製ガス精製フィルター）ガラスフィルター• 外側ポリカーボネート、内側ガラスの二重構造により、ガラス破損時にガスを隔離• 酸素と水に関する高感度の視覚的インジケータを搭載• 微粒子除去用の一体型ステンレスフリット• 高容量吸着剤• フッ素ゴムシールを採用• ヘリウムガスによるリークチェック済み

インジケーター• 高感度水分インジケーター（HSMI）を使用• マンガンベースの酸素インジケーターを使用

ZPure™ Glass
PolyGas I

ZPure™ Glass PolyGas Ⅰ
ZPure™ Glass PolyGas Ⅱ
ZPure™ Glass H2O HSMI

対象物質インジケーター

O2
H2O
HC
H2OHC
H2O

酸素インジケーター
高感度水分インジケーター（HSMI）
高感度水分インジケーター（HSMI）
高感度水分インジケーター（HSMI）

ZPure™ Glass
PolyGas IIインジケーター
反応濃度1 ppm
1 ppm
1 ppm
1 ppm

ZPure™ Glass
H2O HSMI

反応色
緑から灰色
青から薄茶色
青から薄茶色
青から薄茶色推奨アプリケーション
不活性ガス、He、Ar、N2、H2 の精製に使用でき、GC および GC/MS キャリアガスラインでの使用に
ZPure™ Glass PolyGas Ⅰ最適です。また、酸素、水、炭化水素 ( ブタンより重い ) を含まない超高純度ガスを必要とする
ZPure™ Glass PolyGas Ⅱ
アプリケーションに推奨します。
不活性ガス、He、Ar、N2、H2 の精製に使用でき、水を含まない超高純度ガスを必要とするあらゆる
ZPure™ Glass H2O HSMI
アプリケーションに推奨します。水分インジケーターは 1 ppm でブレークスルーを示します。

※ ZPure と ZPure Glass を組み合わせて使用することで、インジケーターで状態を確認しつつ、ガスを精製することができます。

3ZPure （ステンレス製ガス精製フィルター）除去対象物質容量cc

除去容量( 標準 - 最大 )

性能ppb

本体
最大圧力流量接続
接続psi( 標準 - 最大 ) サイズ
サイズ 金具材質
mL/mincm(MPa)ZPure™ PolyGas I
O2: 178 - 301 cc
130 H2O: 2.8 - 4.3 g
HC: 3.75 - 12.5 g

酸素 (O2)/
水分 (H2O)/炭化水素(HC)O2: 649 - 1,100 cc
475 H2O: 10.3 - 15.7 g
HC: 13.7 - 45.7 g
O2: 683 - 1,158 cc
500 H2O: 10.9 - 16.5 g
HC: 14.4 - 48.1 g

320- 1,000

3.2x 28

1,000- 3,700

3.8x 57

1,200- 3,9005x 35

1,900- 5,8005x 50

1,000- 5,000

3.2x 283,700- 18,000

3.8x 57

3,800- 19,000

5x 35

5,800
- 29,000

5x 50

430
- 1,400

3.2x 281,300- 4,900

3.8x 57

1,600- 5,2005x 35

2,500- 7,700

5x 50

1,000(6.9)
O2 < 5H2O < 20HC < 5200(1.37)

O2: 1,024 - 1,737 cc
750 H2O: 16.3 - 24.8 g
HC: 21.6 - 72.1 g

1/4"
1/8"
1/4"
1/8"
1/4"
1/8"
1/4"
1/8"

ZPure™ PolyGas II
H O: 6.2 - 9.45 g
130 2
HC: 5.4 - 17.86 g
1,000(6.9)
水分 (H2O)/
炭化水素(HC)475

H2O: 22.7 - 34.5 g
HC: 19.6 - 65.3 g
H2O < 20HC < 5500

H2O: 23.9 - 36.3 g
HC: 20.6 - 68.7 g
200(1.37)

750

H2O: 35.9 - 54.5 g
HC: 30.9 - 103 g

1/4"
1/8"
1/4"
1/8"
1/4"
1/8"
1/4"
1/8"

ZPure™ O₂/H₂O
O : 275 - 463 cc
130 2
H2O: 4.3 - 6.6 g
1,000(6.9)
475
酸素 (O2)/
水分 (H2O)

O2: 1,020 - 1,691 cc
H2O: 15.9 - 24.1 g
O2 < 5H2O < 20500

O2: 1,060 - 1,780 cc
H2O: 16.7 - 25.3 g
200(1.37)

750

O2: 1,500 - 2,671 cc
H2O: 25.0 - 38.0 g

4

1/4"
1/8"
1/4"
1/8"
1/4"
1/8"
1/4"
1/8"

Part No.

価格

ステンレス 202286-SS
202286-B
真鍮
ステンレス 202285-SS
202285-B
真鍮
ステンレス 202286L-SS
202286L-B
真鍮
ステンレス 202285L-SS
202285L-B
真鍮
ステンレス 202286D-SS
202286D-B
真鍮
ステンレス 202285D-SS
202285D-B
真鍮
ステンレス 202286XL-SS
202286XL-B
真鍮
ステンレス 202285XL-SS
202285XL-B
真鍮¥25,100¥22,000¥25,100¥22,000¥43,300¥40,200¥43,300¥40,200¥43,300¥40,200¥43,300¥40,200¥48,300¥45,300¥48,300¥45,300ステンレス 202288-SS
202288-B
真鍮
ステンレス 202287-SS
202287-B
真鍮
ステンレス 202288L-SS
202288L-B
真鍮
ステンレス 202287L-SS
202287L-B
真鍮
ステンレス 202288D-SS
202288D-B
真鍮
ステンレス 202287D-SS
202287D-B
真鍮
ステンレス 202288XL-SS
202288XL-B
真鍮
ステンレス 202287XL-SS
202287XL-B
真鍮¥23,800¥20,800¥23,800¥20,800¥40,800¥37,700¥40,800¥37,700¥40,800¥37,700¥40,800¥37,700¥47,100¥44,000¥47,100¥44,000ステンレス 202296-SS
202296-B
真鍮
ステンレス 202295-SS
202295-B
真鍮
ステンレス 202296L-SS
202296L-B
真鍮
ステンレス 202295L-SS
202295L-B
真鍮
ステンレス 202296D-SS
202296D-B
真鍮
ステンレス 202295D-SS
202295D-B
真鍮
ステンレス 202296XL-SS
202296XL-B
真鍮
ステンレス 202295XL-SS
202295XL-B
真鍮¥27,000¥23,900¥27,000¥23,900¥45,800¥42,800¥45,800¥42,800¥45,800¥42,800¥45,800¥42,800¥54,600¥51,500¥54,600¥51,500

ZPure （ステンレス製ガス精製フィルター）除去
対象物質容量cc

ZPure™ H₂O

本体
最大圧力流量接続
接続
psi( 標準 - 最大 ) サイズ
サイズ 金具材質
mL/mincm(MPa)

性能
ppb

除去容量
( 標準 - 最大 )Part No.

価格¥19,100ステンレス 202231-SS
202231-B¥16,100
真鍮
1,000
3.2
203011-B*¥16,100- 10,000
x 28¥19,100ステンレス 202230-SS
1/8"
202230-B¥16,100
真鍮
1,000
202231L-SS¥28,200(6.9)
ステンレス203011L-SS*¥28,200
1/4"
202231L-B¥25,200
3,700
3.8
真鍮
- 36,000
x 57
203011L-B*¥25,200
H2O < 20
¥28,200ステンレス 202230L-SS
1/8"
202230L-B¥25,200
真鍮¥28,200ステンレス 202231D-SS
1/4"
202231D-B¥25,200
真鍮
3,800
5- 38,000x 35¥28,200ステンレス 202230D-SS
1/8"
202230D-B¥25,200
真鍮
200(1.37)¥31,500ステンレス 202231XL-SS
1/4"
202231XL-B¥28,700
真鍮
5,800
5- 57,000
x 50¥31,500ステンレス 202230XL-SS
1/8"
202230XL-B¥28,700
真鍮* モレキュラーシーブ 3A 仕様 (CO2 を吸着しないため SFC 分析用途に適しています。)
1/4"

130 H2O: 12 - 22 g

475 H2O: 45 - 79 g
水分 (H2O)

500 H2O: 48 - 83 g

750 H2O: 72 - 124 g

ZPure™ HC
130 HC: 11 - 36 g

1,000
- 10,000

3.2x 283,700- 36,000

3.8x 57

3,800- 38,000

5x 35

5,800
- 57,000

5x 50

1/4"
1/8"1,000(6.9)
475 HC: 40 - 131 g
炭化水素(HC)

1/4"
1/8"

HC < 5500 HC: 42 - 137 g

1/4"
1/8"

200(1.37)
750 HC: 63 - 206 g

1/4"
1/8"

ガス精製フィルター取付キット
スタンダード フィルター取付キット （ZPure 130 cc に適合）
ZP475 専用 フィルター取付キット （ZPure 475 cc に適合）
ワイド フィルター取付キット（ZPure 500 cc & 750 cc に適合）

ステンレス 202233-SS
202233-B
真鍮
ステンレス 202232-SS
202232-B
真鍮
ステンレス 202233L-SS
202233L-B
真鍮
ステンレス 202232L-SS
202232L-B
真鍮
ステンレス 202233D-SS
202233D-B
真鍮
ステンレス 202232D-SS
202232D-B
真鍮
ステンレス 202233XL-SS
202233XL-B
真鍮
ステンレス 202232XL-SS
202232XL-B
真鍮
205705205707205706130 cc

475 cc

500 cc

750 cc

接続用金属フェルール付属
5¥19,100¥16,100¥19,100¥16,100¥28,200¥25,200¥28,200¥25,200¥28,200¥25,200¥28,200¥25,200¥31,500¥28,700¥31,500¥28,700¥1,400¥1,300¥1,400ZPure Glass （インジケーター搭載ガラス製ガス精製フィルター）本体
最大圧力流量
接続
接続
除去容量
除去容量
性能
( 標準 - 最大 ) サイズ
Part No.
psi
cc
()
ppb
サイズ 金具材質
対象物質
標準 最大mL/mincm(MPa)
ZPure™ Glass PolyGas I
インジケーター：O2: 緑から灰色 , H2O: 青から薄茶色 , HC: なし
ステンレス 202315-SS
酸素 (O2)/1/4"
O2 < 5O2: 80 cc
202315-B
真鍮
160
3.8
水分 (H2O)/
200 - 400
H2O < 2038 H2O: 1.4 g(1.10)
x 26.3炭化水素
202314-SS
ステンレス
HC: 1.0 g
HC < 51/8"(HC)
202314-B
真鍮
ZPure™ Glass PolyGas II
インジケーター：H2O: 青から薄茶色 , HC: なし
ステンレス 202319-SS
1/4"
水分 (H2O)/202319-B
真鍮
H2O < 20160
3.8
H2O: 1.9 g
200 - 400
38
炭化水素
HC: 1.8 g
HC < 5(1.10)
x 26.3202318-SS
ステンレス(HC)
1/8"202318-B
真鍮
ZPure™ Glass H2O HSMI
インジケーター：H2O: 青から薄茶色 HSMI【High sensitivity moisture indicator: 高感度水分インジケーター搭載】
ステンレス 202284-SS
1/4"
202284-B
真鍮
160
3.8
46 H2O: 6 g
H2O < 20200 - 2000
水分 (H2O)(1.10)
x 26.3ステンレス 202283-SS
1/8"
202283-B
真鍮
ガス精製フィルター取付キット
205705
スタンダード フィルター取付キット （ZPure Glass 38 cc & 46 cc に適合）

ZPure™ Glass
PolyGas I

ZPure™ Glass
PolyGas II

ZPure™ Glass
H2O HSMI

ガス精製フィルター取付キット

6価格¥23,200¥20,100¥23,200¥20,100¥21,900¥18,900¥21,900¥18,900¥25,100¥19,400¥25,100¥19,400¥1,400ZPure™ M （超大容量ガス精製フィルター）ZPure M ガス精製フィルターは3,800 ccの大容量で除去容量が大きく、かつ大流量で使用できます。
形状は円筒形で316ステンレス製、接続部分は1/2”VCRと1/4”コンプレッションフィッティング接続を採用しています。
ZPure M フィルターには、炭化水素、水分、酸素/水分フィルターおよびPolyGas IIの除去タイプを用意しています。

推奨アプリケーション
不活性ガス、He、Ar、N2、H2 をより大容量で精製することができます。
汚染物質を含まない高純度ガスを必要とするあらゆるアプリケーションに推奨します。
とくに半導体用途で多く採用されています。

ZPure™ M

ZPure M （超大容量ガス精製フィルター）除去
対象物質容量cc

除去容量( 標準 - 最大 )ZPure™ M PolyGas II
水分 (H2O)/
H O: 180 - 281 g
3,800 2
炭化水素
HC: 159 - 530 g(HC)
ZPure™ M O2/H2O

性能ppb

H2O < 20HC < 5

本体流量接続最大圧力 ( 標準 - 最大 ) サイズサイズcmmL/min
30,000- 100,000

不活性ガ
O2: 8,100 - 13,658 cc O2 < 5 ス , Air, N2 14,000
3,800
H2O: 129 - 196 g
H2O < 20 は 150 psi - 40,000(1.03MPa)
ZPure™ M H2O
H2, O2 は30,000
80 psi
H2O < 20
水分 (H2O) 3,800 H2O: 369 - 640 g(0.55 MPa) - 200,000
酸素 (O2)/水分 (H2O)

10x 64

1/2"
VCR
1/4"

10x 64

1/2"
VCR
1/4"

10x 64

1/2"
VCR
1/4"

10x 64

1/2"
VCR
1/4"

ZPure™ M HC
炭化水素(HC)

3,800 HC: 327 - 1,060 g

HC < 530,000- 200,000

7

接続
金具材質

Part No.

価格

ステンレス 202287M-V¥389,400

ステンレス 202288M-SS¥370,600

ステンレス 202295M-V¥414,500

ステンレス 202296M-SS¥395,700

ステンレス 202230M-V¥351,700

ステンレス 202231M-SS¥332,900

ステンレス 202232M-V¥351,700¥332,900
ステンレス 202233M-SS※ ZPure M の重量は約 10.5 ㎏

Advanced Filter System (AFS) （カートリッジ式ガス精製フィルター）AFSシステムは、小型のステンレス製マニホールドと大容量精製カートリッジで構成されています。
マニホールドは、設置キットに含まれるブラケットを使用して実験室の壁または作業台に取り付け、ステンレス製圧縮フィッティングによりガスラインに接続します。
カートリッジは、接続用ネジを使用してマニホールドと簡単に着脱することができ、高感度の酸素および水分インジケーターが含まれています。
AFS ガス精製フィルターは、複数の GC 設備を長期間にわたって精製したガスを供給することが期待できます。
• ガス流路ガス接触素材は、金属、ガラス、FKMシールのみ• 一体型のインジケーター付き大容量カートリッジ• カートリッジは一つの接続用ネジにより簡単に交換可能• 水素ガス使用時に安心の二重シール構造• 逆止弁により、カートリッジ交換中のガスラインを保護• 壁または作業台への取付用ブランケット付属• ステンレス製マニホールド
インジケーター• 高感度水分インジケーター（HSMI）を使用

カートリッジマニホールド• マンガンベースの酸素インジケーターを使用

ブランケット

AFS

推奨アプリケーション
GC および GC/MS キャリアガス、ECD メイクアップガス、ICP 等。
AFS ガス精製フィルターは、ラボ環境によっては複数の装置に対し長期間高純度ガスを供給することが可能です。

AFS (Advanced Filter System) （カートリッジ式ガス精製フィルター）最大圧力 本体
流量接続
接続
除去
除去容量性能( 標準 - 最大 )psiPart No.
サイズppb
サイズ 金具材質
対象物質（標準）mL/min(MPa)cm
AFS Iインジケーター：O2: 緑から灰色 , H2O: 青から薄茶色 , HC: なし
1/4" ステンレス 202913
O2 < 5O2: 850 cc
酸素 (O2)/
キット
20030 x 5 x 51/8" ステンレス 202912
H2O: 12 g
H2O < 20 500 - 2,000
水分 (H2O)/(1.37)
HC <5炭化水素 (HC) HC: 8 g
202914
交換用カートリッジ
AFS II
インジケーター：H2O: 青から薄茶色 , HC: なし
1/4" ステンレス 202904
キット
H2O: 8.8 g H2O < 20200
水分 (H2O)/
500 - 2,000
30 x 5 x 51/8" ステンレス 202903
HC < 5(1.37)
炭化水素 (HC) HC: 13 g
202950交換用カートリッジ
AFS III
インジケーター：H2O: 青から薄茶色
1/4" ステンレス 202906
キット200(HO)
HO:
22g
HO
<205002,000
30x5x51/8"
水分 2
ステンレス 202905
22(1.37)202955
交換用カートリッジ

8価格¥102,400¥102,400¥66,800¥97,800¥97,800¥62,300¥97,800¥97,800¥62,300

SPure™ （インジケーター搭載ポリカーボネート・アクリル製ガス精製フィルター）SPureTM H2O フィルターは、空気や不活性ガスから水分、油分、ほこりを取り除きます。
• アルミニウム エンド キャップ付きの高強度ポリカーボネートおよびアクリル ボディ。
• 一般的な真鍮製およびステンレス製の圧縮フィッティングを使用できます。
• 住宅用圧縮空気ラインやGC キャリアガスでの使用は推奨しません。
• 危険ガス、可燃性ガス、または反応性ガスには使用しないでください。
インジケーター• 水分インジケーター（CoFree）

SPure推奨アプリケーション
空気や不活性ガス中の水分、油分、粉塵の除去に使用できます。
汎用向けであり、微量分析などの精度を求める使用方法には適していません。
※ GC・GC/MS での使用には適していません。

SPure （インジケーター搭載ポリカーボネート・アクリル製ガス精製フィルター）最大圧力 本体流量
本体
接続
接続
除去容量 除去容量psi
Part No.
サイズ
性能 ( 標準 - 最大 )材質 サイズ 金具材質
対象物質 cc ( 標準 - 最大 )mL/min(MPa)
cm
SPure™ H₂O インジケーター：緑がかった黄色から青
ステンレス 202239-SS
1/4"
202239-B
真鍮
680
3.8
H2O:
88
6.3 - 11.0 g- 6,800
x 26.3ステンレス 202238-SS
ポリカー 1/8"
202238-B
真鍮
ボネート
ステンレス 202239L-SS
1/4"
202239L-B
真鍮
900
3.8
H O:
116 2
8.3 - 14.4 g- 9,000x 31.8ステンレス 202238L-SS
1/8"
水分 (H2O)
202238L-B
真鍮
100
約 1 ppm（油分粉塵(0.69)
ステンレス 202239D-SS除去）
1/4"
202239D-B
真鍮
1,850
5.6
H O:
240 2
17.2 - 29.9 g- 18,500
x 28.5ステンレス 202238D-SS
1/8"202238D-B
真鍮
アクリル
ステンレス 202239XL-SS
1/4"
202239XL-B
真鍮
3,000
5.6
H O:
400 2
28.6 - 49.8 g- 30,000x 41.9ステンレス 202238XL-SS
1/8"
202238XL-B
真鍮
SPure 専用 交換用充填剤 / インジケーター ( プラスチックボトル入り )202245交換用 モレキュラーシーブ 500 cc
202247
交換用 CoFree ( インジケーター ) 500 cc
202298交換用 モレキュラーシーブ 350 cc + CoFree ( インジケーター ) 120 cc
ガス精製フィルター取付キット
205705
スタンダード フィルター取付キット （SPure 88 cc & 116 cc に適合）
205706ワイド フィルター取付キット（SPure 240 cc & 400 cc に適合）

9価格
¥19,100¥14,000¥19,100¥14,000¥20,500¥15,400¥20,500¥15,400¥20,600¥15,400¥20,600¥15,400¥21,800¥18,600¥21,800¥18,600¥9,000¥9,000¥9,000¥1,400¥1,400Infinity hydrogen gas purifier （水素ガス専用 ガス精製フィルター）Infinity H2 Purifier は、室温で水素から酸素を除去する自己再生式の精製フィルターです。
反応は酸素を消費し、水蒸気を生成します。
水分除去フィルターと組み合わせることで、水素発生器に最適なソリューションになります。
この触媒タイプの精製フィルターは永久に使用できる可能性がありますが、媒体は油、有機溶剤、重金属、硫黄化合物などによって簡単に汚染されます。
• 高品質の 316 ステンレス鋼構造• 室温温度での使用向け• 水素ガス専用

Infinity H2

推奨アプリケーション
水素ガス発生器用水分フィルターと組み合わせることにより、高純度の水素ガスを精製します。

Infinity H2 purifier （水素ガス専用 ガス精製フィルター）
本体
最大圧力
除去
除去
psi
性能 流量
サイズ
容量
容量
対象物質
(MPa)
cm
1000
8.9 x 3.2 x 3.2
酸素 (O2)
(6.9)

10

本体
材質

接続
サイズ

接続
金具材質

SUS 3161/4"

ステンレス 202381-SS

Part No.

価格¥59,300

Trajan ガス精製管

選択ガイド
使用技術

推奨ガス精製管

利点

水分除去管と酸素除去管

カラム寿命の向上

GC/MS

キャリアガス精製管

ECD検出器 (GC)

水分除去管と酸素除去管

GC カラム

高感度

水分除去管と酸素除去管TCD検出器 (GC)

高感度、低メンテナンス

炭化水素除去管 (2本)

FID検出器 (GC)

酸素除去管と炭化水素除去管

PID (GC)
技術仕様

データの正確性、低メンテナンス

酸素除去管

高感度
高感度

水分除去管

炭化水素除去管

キャリアガス精製管

水分、油分、その他の異物を除去

有機化合物を除去

機能

酸素および微量の硫黄化合物および塩素化合物を除去

インジケーター
(反応色)

緑から灰色

緑から薄い茶色インジケーターなし

容量

酸素 150 mL

水分 7.2 g

約7g
不純物により異なる

出口濃度( 操作流速: 1-10L/min)<50 ppb<0.1 ppm<0.1 ppm

ガス精製管
製品詳細

Part No.

価格

水分除去管

1035210¥20,000

1035220¥20,000

1035230¥23,100

1035250¥29,400

接続サイズ

Part No.

価格

1ポート接続ユニット

1/4”

1035014¥31,500

1/8”

1035018¥31,5002ポート接続ユニット

1/4”

1035024¥60,900

1/8”

1035028¥60,900

4ポート接続ユニット

1/4”

1035044¥120,800

1/8”1035048¥120,800

1ポート接続ユニット(高流量タイプ)

1/4”1035004¥58,800

1/8”

1035008¥52,500

酸素除去管

炭化水素除去管

キャリアガス精製管※ 耐圧性能：15 BAR / 219 PSI
ガス精製管接続ユニット
製品詳細

ガス精製管キット
製品詳細

キャリアガス 用

1ポート接続ユニット ｘ1、ガス精製管 ｘ1（キャリアガス精製管 x1）

FID 用

4ポート接続ユニット ｘ1、ガス精製管 ｘ4（炭化水素 ｘ2、酸素 x1、水分 x1）

11

シングルコンビネーションガス
精製管：水、酸素および有機化合物を除去
酸 素：緑から灰色
水 分：緑色から薄い茶色
炭化水素：インジケーターなし
酸素100mL 水分1g、有機化合物は不純物により異なる
酸素 <50 ppb
水分 <0.1 ppm有機物 <0.1 ppm

接続サイズ

Part No.

価格

1/4”1035154¥52,500

1/8”

1035158¥52,500

1/4”

1035164¥197,400

1/8”1035168¥197,400

Trajan 大容量ガス精製管
大容量のガス精製や、一つの供給源から複数の機器へ配管する場合、大容量ガス精製管を使用することが理想的な解決策です。
本体にアルミチューブを採用しており、容量は750 cm3、耐圧性能は250 psigとなります。
大容量ガス精製管
製品名

酸素除去管
水分除去管
炭化水素除去管性能<1 ppb<5 ppb<15 ppb

キャリアガス精製管<100 ppb

専用壁面取付クリップ

-

容量
3L
130 g
不純物に応じて 80 g
酸素、水分、炭化水素、二酸化炭素および一酸化炭素を最大流量 8 L/minまで対応し、濃度を 100 ug/L レベルにします。
-

接続サイズ

Part No.

価格

1/4”1035314¥39,900

1/8”1035318¥39,900

1/4”

1035324¥35,700

1/8”1035328¥35,700

1/4”

1035334¥35,700

1/8”1035338¥35,700

1/4”

1035344¥39,900

1/8”1035348¥39,900-1035300¥5,500※ 大容量ガス精製管 耐圧性能：17 BAR / 250 PSI

トレイジャン サイエンティフィック ジャパン株式会社〒 231-0011 横浜市中区太田町 6-85RK CUBE 3F
Tel : 045 222 2885 Fax : 045 222 2887
email : japan@trajanscimed.com● 2024 年 10 月 1 日現在の情報であり、製品情報、価格等は予告無く変更される場合がございます。掲載価格は希望小売価格（税別）です。

CRS_Gas_purifiers_and_filters_041 © Trajan Scientific Japan 10/2024

www.trajanscimed.com