ウォーターバス 並列スターラー用 TBS451PB
WATER BATH FOR MULTI-POSITION MAGNETIC STIRRER

並列スターラー用のウォーターバス。
特長●耐久性が高いステンレス槽です。
●槽 内の温度分布を均一にする撹拌器を装備しています。均一で安定した温度制御ができます。

ウォーターバス

TBMシリーズ
TBS221AA・271AA・451PB

TBS451PB

■仕様型

性

※1式

TBS451PB

能構
成規
格

使 用 温 度 範 囲
温 度 調 節 精 度
温 度 分 布 精 度
温 度 上 昇 時 間
使 用 周 囲 温 度
温 度 調 節 器
温 度 セ ン サ ー
ヒーターヒ ー タ ー 容 量
攪拌方法
槽材質安全装置
槽 内 寸 法〔有効寸法〕
外形寸法
槽内容量
電源質量

室温＋7℃〜80℃ ※2±0.5℃ at 液温50℃±1.5℃ at 液温50℃
約100分 室温→80℃
5℃〜35℃
マイコンPID制御
白金測温抵抗体 Pt100Ω
SUS316L パイプヒーター
1kW
プロペラ式
SUS304
自己診断機能（過熱、温度センサー断線、CPU異常）
W550㎜×D307㎜×H100㎜〔W450㎜〕
W560㎜×D320㎜×H275㎜
約16L
AC100V 50㎐/60㎐ 10.5A
約9.5㎏

価格（税抜き）WATER BATH

￥156,000※1 性能は、室温20℃、無試料の場合です。
※2 70℃以上でご使用の場合は、上ふたを使用してください。
● 温度上昇にともなう熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は、水槽上部より20㎜以下でご使用ください。
● 並列スターラーについては、ご照会ください。

■別売品品名型式

上ふた（輪状ふた 6組付） TB000650

仕様

輪状ふた穴φ55㎜・φ85㎜・φ115㎜価格（税抜き）￥32,300■用途例
試料の湯煎、保温、溶解などに使います。

TBM212AA

安全に関する注意●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問合先

販売元

製造元

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・四日市・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所

盛岡

株式会社東洋製作所

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

316-K-04-23040

アドバンテック東洋株式会社

ウォーターバス TBMシリーズ

ウォーターバス TBS221AA・271AA

同時 に 複 数 の 試料 を（ 最 大 12 ）扱える
マル チ ポ ジ シ ョン タイプ。

簡単操作で、使いやすい実用型。

WATER BATH

WATER BATH特長特長●自 動給水をする水位調節器を装備しています。水位を任意に調節でき、排水時にも使用可能です。
●さ まざまな用途に対応するために、別売品として、バスケットふた、輪状ふたを用意しています。
●過熱防止装置を装備しています。

●1列6個用から2列12個用までの4種類を用意しています。
●自 動給水をする水位調節器を装備しています。水位を任意に調節でき、排水時にも便利に使用できます。
●過熱防止装置を装備しています。

TBM212AA■仕型

TBM204AA

TBM206AA￥222,000

格格￥140,000

規規￥122,000※

成成￥140,000

様型

TBM212AA

室温＋5℃〜沸騰温度±3℃ at 液温70℃±5℃ at 液温70℃
約35分 室温→沸騰温度
約45分 室温→沸騰温度
約60分 室温→沸騰温度
5℃〜35℃
液体膨張式
SUS316L パイプヒーター
1.41.21.44SUS304
過熱防止装置、過電流・漏電ブレーカー
W830×D150×H100〔H45〕
W325×D300×H100〔H45〕
W500×D300×H100〔H45〕 W920×D320×H100〔H45〕
W900×D290×H210
W450×D420×H210
W630×D420×H210
W1,050×D435×H260
1291429
1列6個
2列4個2列6個2列12個
大 φ115㎜、中 φ85㎜、小 φ55㎜
AC100V 14A
AC100V 12A
AC100V 14A
AC200V 単相 20A
AC100V 20A
AC100V 15A
AC100V 20A
AC100V 単相 30A
141114.525
ステンレスふた1枚、輪状ふた1組、棚板1枚、支柱2本、ムッフ1式、横棒1本、クランプ1式、温度計（0℃〜100℃）1本構

構価格（税抜き）

TBM106AA

能能付式

使 用 温 度 範 囲温 度 調 節 精 度
温 度 分 布 精 度
温 度 上 昇 時 間
使 用 周 囲 温 度
温度
調節器
ヒー
ター
ヒ ー タ ー 容 量（kW）
内槽
安
全装
置
槽内寸法〔有効寸法〕
（㎜）※2
外形
寸法（㎜）
槽
内
容量（約L）
ふ
た穴
数
有効
口
径
電源（50㎐/60㎐）
必 要 電 源 設 備
質量（約㎏）
属品性性※1

TBS221AA■仕様付式

TBS221AA

使 用 温 度 範 囲
温 度 調 節 精 度（℃）
温 度 分 布 精 度
温 度 上 昇 時 間
使 用 周 囲 温 度
温 度 調 節 器
ヒーター
ヒ ー タ ー 容 量
内槽
安
全装
置
槽内寸法〔有効寸法〕（㎜）
外 形 寸 法（㎜）
槽 内 容 量（約L）
電源（50㎐/60㎐）
質量（約㎏）
属品

約45分

TBS271AA

室温＋5℃〜沸騰温度±3 at 液温70±5℃ at 液温70℃

室温→沸騰温度

約55分

800W

1.2kW
SUS304
過熱防止装置、過電流ブレーカー

W220×D220×H170〔H140〕
W270×D270×H170〔H140〕
W310×D390×H240
W360×D440×H240
812
AC100V 8A
AC100V 12A
78
棚板1枚、支柱1本、ムッフ1個、クランプ1個、温度計（0℃～100℃）1本 ※2

価格（税抜き）￥131,000￥141,000※ 性能は、室温20℃、無試料の場合です。
● 温度上昇にともなう熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は、水槽上部より20㎜以下でご使用ください。

※1 性能は、室温20℃、無試料で輪状ふたを載せた場合です。
※2 有効寸法は、水槽縁より20㎜下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。
電源プラグは、付属しておりません。
● 温度上昇にともなう熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は、水槽縁より20㎜以下でご使用ください。
● 熱媒体に水以外を使用しないでください。

■別売品
品

名ク ラ ン プ■輪状ふた使用例
型式

TB000510
TB000540

輪 状 ふ た
TB000490（大、中、小1組）
輪状ふた押え TB000500
TB000520
冷却水分配器 TB000550
セ ッ ト ※ TB000560
TB000530

適応製品

TBM106AA
TBM204AA･206AA･212AA

■別売品
品

名状

ふバスケットふた

仕—
2連

様

全製品

φ55㎜・φ85㎜・φ115㎜—

TBM106AA
TBM204AA
TBM206AA
TBM212AA

クランプ 6個クランプ（2連）2個クランプ（2連）3個クランプ（2連）6個価格（税抜き）￥ 2,000￥ 2,800

輪た型式

TB000630
TB000620
TB000640

適応製品
TBS221AA
TBS271AA仕様（φ㎜）

40･56･72･95
45･75･105･135
45･75･105･135･165･195･225価格（税抜き）￥ 16,500￥ 12,400￥ 14,900	輪状ふた押えは、沸騰温度で使用するとき、容器の入っていないところの輪状ふたを押さえるために使用します。 また、容器の浮上り防止にも使えます。

￥ 2,800￥ 8,600￥ 43,000￥ 59,900※ 各セットには分配器（ジョイント付）、横棒（ジョイント付）が付きます。

TBS221AA+TB000620● 輪状ふた、バスケットふたは、別売品です。
TBM212AA＋TB000500＋三角フラスコ

室温→沸騰温度

5℃〜35℃
液体膨張式
SUS316L パイプヒーター

TBS221AA+TB000630

水位調節器