ロードセルアンプ

デジタル指示計・アンプ

LA-1031A■ 4～20mA，0～±10V出力対応■ センサ印加電圧選択可能■ リモートセンシング機能付き■ アナログオートゼロ機能付き

DIGITAL INDICATORS / AMPLIFIERS

型式
電源

LA-1031A 無し
DC

AC85～264V（標準仕様）
DC24V±10%

仕様
印加電圧部

印加電圧

DC10V±5%，DC5V±5%，DC2,5V±5%（EXC切替スイッチによる選択）

接続可能センサ数350Ω型ロードセル4点を接続可能

電圧降下補償

リモートセンシング機能
電源印加用ケーブル抵抗値が往復で20Ω以下（AWG24×100m相当）

入力範囲±3.3mV/V（風袋量と計測重量の合計）

初期風袋調整０～2.25mV/V（16ポジションロータリスイッチにより約0.15mV/Vステップで設定可能）

ゼロ点調整

多回転トリマ調整（粗調＋微調︓各15回転）約±0.2mV/V

オートゼロ範囲±2.0V
風袋消去およびゼロ点調整後の電圧出力が上記範囲の時、アナログオートゼロ(AZ)機能により、出力を0Vに補正可能。
本体[AZ]キースイッチ操作または外部[AZ]接点指令によりAZセット動作を行う。
本体[AZ.R]キースイッチ操作によりオートゼロリセットとなる。

感度調整

増幅度可変範囲︓×3333～×151 (EXC=5Vはこの数値の2倍、EXC=2.5Vは4倍)
スパン量0.15～3.3mV/Vの範囲にて0～5Vまたは4～20mA出力に設定が可能。(0.6mV/V以上であれば0～10V設定が可能)
基準感度︓EXC=10V、0～1.0mV/Vにて0～5Vまたは4～20mA出力、Gain=500倍
GAIN MODE 2段階 (H/Lスイッチ切替) H(0.15～0.6mV/V)/L(0.6～3.3mV/V)
RANGE 5段階 (スイッチ切替)

増幅部

www.toyo-sokki.co.jp

SPAN 多回転トリマ調整 (粗調＋微調︓15回転)
電圧出力

0～±5V (負荷抵抗2kΩ以上)
両極性出力。電圧信号のみ使用する場合±0.6mV/V以上のスパン量があれば0～±10V出力が可能。

電流出力4～20mA (負荷抵抗510Ω以下)（電圧出力0～5Vに対応して4～20mAを出力）

出力の同時使用

電圧出力と電流出力は同時使用可能。（curr ﬁneの単回転トリマにより4～20mAのZERO,SPAN微調整が可能）

非直線性±0.05％F.S. (EXC=2.5V時±0.1%F.S.)

フィルタ特性

約2Hzから7kHz間に於いて任意の12点を選択可能（フロントパネルスイッチ選択）-12dB/oct.ローパスフィルタ。
レンジ切替スイッチ︓L, ML, MH, H の4種類

Phone : 045-540-8353

倍率切替スイッチ︓×2, ×5, ×10の3種類
温度係数

零点︓±0.005％F.S. /℃ typ.（基準感度に於いて。EXC=5Vはこの数値の2倍、EXC=2.5Vは4倍）
感度︓±0.005％F.S. /℃ typ. （EXC=2.5Vは±0.01%F.S./℃）

チェック機能CHECKスイッチをONにする事により疑似入力信号の発生が可能。その時の入力信号に加算される。
約0.15mV/Vステップにて約2.25mV/Vまで設定可能。 （温度係数:25ppm/℃max）

操作スイッチペンタッチ操作2キースイッチ

外部指令入力1bit（AZ）

ワンショットメーク接点（パルス幅0.2s）[AZ] オートゼロ操作

制御用出力1bit（SET）

オープンコレクタ負論理出力、1bit 1コモン（フォトカプラ絶縁、NPNトランジスタ）

信号出力時エミッタ～コレクタ間ON[AZ.R] オートゼロリセット操作

定格:DC30V,30mA (抵抗負荷)

コレクタ・エミッタ間飽和電圧︓1.2V以下
電源安定度±0.02％ F.S. （電源電圧変動±10％以内に於いて）

電源電圧

AC85～264V, 50/60Hz︓標準仕様
DC24V±10% : オプション

総合140

消費電流

0.6A typ.（AC100V）, 0.4A typ.（AC200V）, 0.5A typ.（DC24V）（電源投入時の突入電流に対し、供給電源は2～3倍程度の余裕が必要。）

使用温度･湿度範囲

0～＋40℃、20～85％ R.H. 結露なきこと

保存温度･湿度範囲-20～＋60℃、20～85％ R.H. 結露なきこと

質量約0.7kg

取り付け方法ウォールマウント方式

TPC10-06-2023

掲載されている仕様・外観図は予告なく変更する場合があります。
ご注文の際はご確認ください。

6789101112

E

13+24V 0V

14EXC
HMH
MLL
Filter
1052GAIN
Z L
curr fineS
1516AZ 1718AZR 19

ON②TARE CHECK

5⑫⑬10V
5V
2.5V③④CZERO34LA-1031A
POWER

⑤SPAN

12⑥⑦FCFHRANGE⑪+EXC +SEN -SEN -EXC +SIG -SIG SHL Vout COM Iout COM⑩⑧⑭AZ⑨SET⑮SHL

TOYO SOKKI⑯① POWER② CHECK（CAL SW）③ CHECK④ TARE⑤ ZERO（C,F）⑥ SPAN（C,F）⑦ GAIN MODE

︓通電表示用LED（通電中常時点灯）
︓疑似入力信号発生用スイッチ
︓疑似入力信号設定用16ポジションロータリスイッチ
︓風袋設定用16ポジションロータリスイッチ
︓ゼロ点調整用トリマ（C︓粗調、F︓微調）15回転
︓スパン調整用トリマ（C︓粗調、F︓微調）15回転
︓L/H（L︓0.6～3.3mV/V、H︓0.15～0.6mV/V）
増幅度切替スイッチ⑧ RANGE︓増幅度設定用ディップスイッチ（5段階）⑨ 5mmピッチ端子台
︓外部AZ指令入力およびアンサバック出力⑩ EXC切替スイッチ
︓センサ印可電圧切り替え（10V, 5V, 2.5V）⑪ Filter切替スイッチ
︓カットオフ周波数レンジ切り替え（L︓1Hz, ML︓10Hz, MH︓100Hz, H︓1kHz）⑫ Filter切替スイッチ
︓カットオフ周波数の倍率切り替え（×2，×5，×10）⑬ curr ﬁne（Z,S）
︓4～20mA出力、ゼロ点・感度微調整トリマ⑭ AZ
︓オートゼロ（AZ）操作用スイッチおよび動作表示LED⑮ AZ.R︓オートゼロ（AZ）動作解除スイッチ⑯ 7.62mmピッチ端子台︓ロードセル、アナログ出力、電源接続用14P端子台※ 適用電線︓AWG24～20（撚線）
15AZ

16AZ

17SET-C

アンサバック出力（コレクタ）

18

SET-E

アンサバック出力（エミッタ）

19

SHL

オートゼロ指令（接点入力）

シールド（外部指令用）

デジタル指示計・アンプ①

DIGITAL INDICATORS / AMPLIFIERS

フロントパネル表示および配線接続※適用圧着端子︓幅6mmまでのM3用
13電源

AC85～264V （DC20～27V︓オプション）

14電源

AC85～264V （0V︓オプション）

12E接地

10Iout 4～20mA電流出力（＋）

11COM 4～20mA電流出力（－）

8Vout 0～±5V電圧出力（＋） #.0～±10Vの出力可能

9COM 0～±5V電圧出力（－）

1

端子No.1︓＋EXC

67

ロードセル印加電圧（－）

端子No.5︓＋SIG

ロードセル信号入力（＋）

端子No.6︓－SIG

ロードセル信号入力（－）

端子No.7︓ SHL

シールド

2

端子No.2︓＋SEN リモートセンシング信号入力（＋）

3

端子No.3︓－SEN リモートセンシング信号入力（－）

外形寸法
55132

120

140

6789101114+24V 0V

13E12GAIN
Z L
curr fineS
1516

AZ 1718
AZR 19TARE CHECK

EXC
H
MH
ML
L
Filter1052ONCF
C
F

ZERO

510V
5V
2.5V

SPAN

4LA-1031A
POWER

95H

RANGE

3+EXC +SEN -SEN -EXC +SIG -SIG SHL Vout COM Iout COM

1217

Phone : 045-540-8353

5

ロードセル印加電圧（＋）

端子No.4︓－EXC

www.toyo-sokki.co.jp

4AZ
SETSHLTOYO SOKKI

2-φ4.5穴

TPC10-06-2023

掲載されている仕様・外観図は予告なく変更する場合があります。
ご注文の際はご確認ください。

141