デジタルオシロスコープ

DS-8000 シリーズ

350MHz/500MHz/1GHz
5GS/s、8CH/4CH

日本製

優れたコストパフォーマンス

高分解能デジタルオシロスコープの新スタンダード■ 明瞭表示 大画面 15.6 インチ
FULL HD■ 直感的な操作を実現する■ 高速起動 約 30 秒
タッチパネル、ボタン / ノブ

最大8チャンネル
高分解能12ビット（ハイレゾモード16ビット相当）
最大メモリ長 120Mポイント標準装備
高速データ転送 当社従来比15倍

■ 大画面・直感的な操作性■ 明瞭表示■ 直感操作■ 高速起動見やすい測定パラメータ表示。
Full HDの高い視認性により、波形の細部まで見逃しません。

直感的に使えるタッチスクリーンとボタンやノブで快適に操作ができます。

電源投入後、すばやく立ち上がるので（約30秒 他社比最速4倍）、すぐに測定開始できます。

①⑤④

③

⑥

②

フロントパネル

左側面①15.6インチ 大型タッチスクリーン⑦ USB/LAN インタフェース②入力チャンネル

8CH/4CH③プローブ用電源
岩通製電流/高電圧差動プローブ用④測定パラメータ表示
8パラメータまで最大·最小·平均値の表示可能。
⑤ズーム機能リモートコントロール用⑧ DVI インタフェース
画面を外部ディスプレイに出力可能。
⑨ AUX OUT 端子

2つのズームボタンにより、異なるポジションの波形を拡大できます。

ロゴスキーコイル電流プローブ（岩崎通信機）⑥⑦⑧⑨

高電圧対応 差動プローブ
BumbleBee（PMK）⑥USBホスト端子（前面2、側面1）
マウス、キーボードが接続可能。
USBメモリに画像や波形データを保存可能。

GaNデバイス評価基板のスイッチング電圧・電流 測定例

■ 妥協しない基本性能■ 常時高分解能12ビット＆低ノイズ 最大16ビット相当（ハイレゾ時）
12ビット ADCを採用

ハイレゾモードで16bitの波形表示

50V/div

VDS●アプリケーション：

ON電圧

パワーデバイスのスイッチング波形（ON電圧など）、雷サージ波形観測など
自動車、コンポーネント、半導体の設計・生産・品質保証部門などで利用できます。

IC高分解能表示比較

VDS

5V/div

ON電圧5GS/s【8ビット】

8 ビット相当で拡大すると分解能の影響でノイズが大きい【16ビット】

16 ビット相当の拡大波形をさらに細かく見られる

パワーデバイス（GaN）のスイッチング波形とON電圧（VDS）の拡大波形■ アナログチャンネル最大8CH■ 2カ所同時拡大

周波数帯域：1GHz/500MHz/350MHz
最高サンプリング速度：最高5GS/s（チャンネル結合時）
最大8CH波形演算

ダブルパルス波形

VDS 280V

最高2.5GS/s（全チャンネル使用時）

MATH=VDS × IC

アプリケーション：

自動車用インバータの電圧・電流・センシング・ECU信号の波形観測など
自動車、工作機械、ロボット、生産設備の設計・生産・品質保証部門などで利用できます。

MATH=VDS × IC

VDSICIC

40V/div
5µs/div
MATH
IC

TURN ON
50ns/div

拡大TURN OFF

拡大VDS

5GS/s

パワーデバイス（GaN）のダブルパルス波形ターンONとターンOFF波形を拡大表示

一度に2つのボジションの波形を拡大できるので、パワーデバイスのターオン、ターンオフの損失を同時に観測ができます。

●アプリケーション：

パワーデバイスの損失解析（ダブルパルス試験）などで利用できます。

■ メモリ長120Mポイント全機種標準装備
5GS/s8CH 入力時の画面表示

2ms/div■ 高速データ転送拡大

当社従来比15倍の高速転送を実現しました。 未判定品
高分解能波形転送、測定パラメータの高速転送●生産設備のタクトタイム向上を実現●シミュレーション用波形データの**A**V
高速転送に最適100ns/div
判定中

5GS/s

判定品

メモリ長最大120Mポイント（チャンネル結合時）
60Mポイント（全チャンネル使用時）
リプレイ波形機能（メモリ分割表示）で、後から波形の変化を見極められます。

●アプリケーション：

装置の電源投入時の挙動、電力変換器の安定性の確認、エンコーダパルスなどの波形歪みの変化を観測など、自動車、工作機械、ロボット、生産設備の設計・生産・品質保証部門などで利用できます。
パワーデバイスの損失解析（ダブルパルス試験）などで利用できます。

■ 多種・多様なプローブに対応
DS-8000 シリーズは、様々な電流プローブ、電圧プローブと接続することができます。

ロゴスキーコイル電流プローブ■ SS-280A-H シリーズ
-40℃〜 150℃
30A 〜 12kApeak

高電圧対応 400MHz 差動プローブ■ BumbleBee（バンブルビー）
最大 2kVrms（500:1 時）

高電圧プローブ

FET プローブ

最大 4kV peak

1GHz 帯域■ PHV シリーズ

■ TETRIS シリーズ

DS-8000 シリーズ

主な仕様

仕様
形式
アナログチャンネル数

DS-8000シリーズ
DS-8034

DS-8038

DS-8054

DS-8058

DS-8104

DS-8108

48

4848

周波数帯域

350MHz500MHz

入力インピーダンス

1GHz

50Ω±1.5% / 1MΩ±1%//16pF±2pF

入力結合

GND, DC1MΩ, AC1MΩ, 50Ω
1mV〜1V/div（50Ω、1-2-5シーケンス）

入力感度

1mV〜10V/div（1MΩ、1-2-5シーケンス）

ADC分解能リアルタイム：12 ビット、ハイレゾモード時：最高16 ビット

水平軸掃引レンジ

500ps/div~50s/div

200ps/div~50s/div

タイムベース確度

10ppm以下アクイジションメモリ長

60Mポイント（全チャンネル使用時）/ 120Mポイント (チャンネル結合時）
5GS/s @12ビット（チャンネル結合時）

サンプルレート

2.5GS/s @12ビット（全チャンネル使用時）
エッジ,エッジOR,エッジオルタネート.パルス幅、周期、パターン、ドロップアウト

トリガ

シリアルトリガ（UART、I2C、SPI）

トリガ・カップリング

AC, DC, HF Rej, LF Rej, Noise Rej

演算処理

加算、減算、乗算、除算、積分、微分、絶対値、反転、FFT
垂直軸（13項目）：
Maximum, Minimum, Peak-Peak, RMS, Cycle RMS, Mean, Cycle Mean, Top, Base, Top-Base, +Overshoot, -Overshoot

自動測定

水平軸（13項目）：
Frequency, Period, +Pulse Count, -Pulse Count , +Pulse Width, -Pulse Width, Duty Cycle, dV/dt, Integral(Absolute),Integral(Positive),

周波数カウンタ

Integral(Negative), Skew, Skew@Level, Transition Time
表示桁数：6桁・周波数帯域：4Hz〜1GHz（上限は各機種の周波数帯域）
測定確度：10ppm

ディスプレイ

15.6インチ、Full-HD（1920×1080）、静電容量方式タッチスクリーン

リモートインタフェース

イーサネット、USB

電源

100~240V AC, 50~60Hz

外形寸法

445（幅）X 324.6（高）X 200（奥行）mm

重量約11.5kg

消費電力
標準価格（税別）

360VA（325W）\1,200,000\2,300,000\1,600,000\3,100,000\2,000,000\3,900,000※ 製品を廃棄する場合には、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください。 ●製品改良等により、外観および性能の一部を予告なく変更することがあります。
●ここに記載しました内容は、2020年11月現在のものです。
※ 社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。
●お問い合せは、下記当社営業部および営業所または取次店へお問い合わせください。 ●価格は変更の可能性があります。ご注文の際にはご確認を頂けますようお願い申し上げます。

技術的なお問い合わせ フリーダイヤル：0120-102-389 E-mail : info-tme@iwatsu.co.jp

受付時間 土日祝日を除く営業日の 9:00 ～ 12:00/13:00 ～ 17:00

URL: http://www.iti.iwatsu.co.jp■第二営業部 計測営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41
TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492■第二営業部 アカウント営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41
TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492■第二営業部 国際営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41
TEL 03-5370-5483 FAX 03-5370-5492■西日本支店 計測営業担当 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-3-6山岡ビル1F TEL 06-6535-9200 FAX 06-6535-9215●ご相談／お問い合せは株式会社マックシステムズ●本 社 〒460-0003
名古屋市中区錦1-7-2 楠本第15ビル6F

TEL：(052) 223-2811 FAX：(052) 223-2810●刈 谷 営 業 所 〒448-0003
刈谷市一ツ木町3-1-14
TEL：(0566) 63-6801

FAX：(0566) 63-6800

C.S(OK)202011
8201-5253-1