SPECIFICATIONS

デジタルプリンタ
MODEL§１．概2011.03.08 改訂

ＥＰ−３０３０要

本器は当社製指示計より出力されるシリアルデータを入力とするプリンタで、計量値のほか演算により積算値・偏差値・回数等の印字を行える。
積算は単純積算動作のほか、4種類のコード番号別積算も可能で、混合計量時に最適なバッチ毎の累計機能等も備えている。

§２．仕様

２−１．印字部
1). 印字方式

ドットインパクト方式

2). 印字速度

約2行／秒

3). 桁数24桁4). 文字寸法

1.62×2.4mm (6×8ドットマトリックス)

5). 用紙

57.5mm幅、普通紙ロールペーパー

6). 寿命100万行以上

7). 印字色

単色印字 (黒)△8). インクリボン

専用カートリッジリボン(黒)△22

リボン寿命：約25万文字
２−２．シリアルＩ／Ｏ部
1). インターフェイス規格

0〜20mAカレントループシリアル信号2). 接続可能距離

入力・出力共に約100m (シールドケーブル使用に於いて)

3). 接続可能機器

当社製指示計で、専用シリアル出力(C/Lシリアル)が標準装備またはオプション装着されている機種
標準装備：DLS-5025B,DLS-5026A,DLS-5028A,DLS-5031
ＯＰ装着：DLS-5025A,DLS-5028 (OP-4)△3(2011年3月現在)

4). 入力データ

弊社指示計より出力される専用フォーマットデータ

5). 出力データ

入力データをそのまま出力
弊社外部機器のカスケード接続用専用I/F (C/Lシリアル)

２−３．コントロールＩ／Ｏ部
1). 印字関連外部指令入力

6bit、無電圧ワンショットメーク接点 (パルス幅0.2s)① 毎回印字指令

入力データの印字及び積算② 紙送り(FEED)指令

ワンショット信号1回に2行の紙送り③ バッチ累計印字指令

非コード別積算データの印字およびバッチ累計値のクリア④ 小計印字指令

コード別小計積算データの印字および小計値のクリア⑤ 総計印字指令

コード別総積算データの印字および総計値のクリア⑥ 補助未使用

東洋測器株式会社

Page

1／8

Spec No.

ＴＡ４-００１０８Ｄ△3

SPECIFICATIONS2). 原料種別コード選択入力

4bit、無電圧継続メーク接点
本コード選択信号は、毎回印字指令入力時に読み込むため、毎回印字指令入力前に、状態が安定している事。
コード選択信号が複数入力された場合は若いコード番号を優先して割り当てる。
(CODE-2とCODE-3が同時に入力された場合はCODE-2として扱う)① CODE-1〜43). 制御用接点出力

原料コード1〜4
1bit、1a無電圧接点出力、パルス幅0.2s
接点定格：DC30V 2A, AC100V 0.4A (共に抵抗負荷)① 印字完了信号

外部指令による印字を行う際、印字動作完了時に出力する。

4). 外部指令使用上の注意

印字に関する外部指令(毎回印字指令・紙送り指令・バッチ累計印字指令・小計印字指令・総計印字指令)の同時入力または連続入力は不可。指令後に本器より印字完了信号が出力された事を確認した後、次の印字指令を入力する事。
(本器の印字中に入力された外部指令信号は無視される。)

２−４．操作部1). キースイッチ

16キー (シートキー)
各項目キーは一部テンキー(0〜9)と兼用① REF0 (0)

偏差演算用基準値設定(非コード別積算用)② REF1 (1)CODE-1偏差演算用基準値設定(コード別積算用)③ REF2 (2)CODE-2〃④ REF3 (3)CODE-3〃⑤ REF4 (4)CODE-4〃⑥ DATE (5)

日付(年月日)設定⑦ TIME (6)時刻(時分)設定⑧ DATA (7)入力データ確認⑨ TOTAL(8)総積算値確認⑩ COUNT(9)総積算回数確認⑪ FUNC

機能設定△3

・ 入力データ単位選択(kg, g, t, N, kN, MN, Pa, mm, %, ﾅｼ)
・ 平均印字ON/OFF選択・ 偏差印字ON/OFF選択・ 回数印字ON/OFF選択・ 通常表示項目選択⑫ 

選択項目候補呼び出し(NEXT)⑬ PRINT

データ手動印字⑭ FEED

紙送り (1回1行)⑮ ESC

設定または確認のキャンセル⑯ 

設定(エントリー)

東洋測器株式会社

Page

2／8

Spec No.

ＴＡ４-００１０８Ｄ△3

SPECIFICATIONS
２−５．表示部1). LED表示① 計測表示7セグメント赤色LED、8桁、文字高さ8mm
日付、時刻、入力値、小計積算値、小計回数のうち、通常表示項目に設定された項目値を表示する② 設定表示

キー操作時、各設定内容を表示する

２−６．演算機能仕様
1). 積算演算機能
毎回印字指令入力時、4bitのコード信号を確認しCODE-1〜4に分類する。なお、何れのコード信号も入力されない場合はCODE-0として扱う。
(コード分類機能が不要な場合は、コード入力をオープンとしておく。)
上記により分類されたコード毎のデータを基に、バッチ累計値・小計値・総計値に関する演算を行う。
・ 積算は入力値の極性を含んで行う。
・ 最大積算桁数は8桁とし超えた桁は無視して演算を行う。(但し積算値がマイナスの場合は7桁)・ 積算印字に於いて積算値が最大桁数を超えていた場合、最上位桁の右側に＊を印字する。
・ LED表示でのTOTALおよびCOUNT各表示値は小計データを使用する。(小計積算値と小計回数)2). 偏差演算機能
各コード毎に設定された基準値を基に、入力値との偏差を印字する。
(設定により、偏差印字のON/OFF選択が可能)
3). 平均値演算機能
各コード毎に毎回印字の回数を基に小計および総計印字の際に各々の平均値を印字する。
(設定により、平均印字のON/OFF選択が可能)
２−７．印字動作および印字フォーマット
1). 設定内容印字
キー操作(FUNC→PRINT)により、現在の各機能の設定内容を印字する。
a).日付(年月日)ヒツ゛ケb).時刻(時分)シ゛コクc).偏差演算用基準値

キシ゛ュンチ

２００５年１０月０１日
０９：００
ＣＯＤＥ０

１２０．００ｋｇ

ＣＯＤＥ１

１００．００ｋｇ

ＣＯＤＥ２０８０．００ｋｇ

ＣＯＤＥ３０６０．００ｋｇ

ＣＯＤＥ４０００．００ｋｇd).平均印字ON/OFF設定

ヘイキンインシ゛ＯＮe).偏差印字ON/OFF設定

ヘンサインシ゛ＯＮf).回数印字ON/OFF設定

カイスウインシ゛ＯＮ

東洋測器株式会社

Page

3／8

Spec No.

ＴＡ４-００１０８Ｄ△3

SPECIFICATIONS
2). 日付自動印字
日替わり時(午前０時)、自動的に日付(年月日)を印字する。

a).年月日自動印字

２００５年１０月０１日

3). 手動印字・ データ手動印字

キー操作[PRINT]または[DATA]→[PRINT]により、現在の入力データを印字する。但し、積算および回数の加算対象から除外される。また外部コードも無視する。印字完了信号も出力しない。
なお、時刻の左側に手動印字を示す｢M｣を印字する。

・ 日付手動印字キー操作[DATE]→[PRINT]にて現在の日付(年月日)を印字する。

・ 時刻手動印字

キー操作[TIME]→[PRINT]にて現在の時刻(時分)を印字する。

a). [PRINT]
または[DATA]→[PRINT]

Ｍ０９：００１２３．４５ｋｇb). [DATE]→[PRINT]

Ｍ２００５年１０月０１日c). [TIME]→[PRINT]

Ｍ０９：００4). 毎回印字
外部指令より毎回印字指令が入力すると、計量データ(入力データ)と共に時刻・印字回数・偏差を印字する。但し印字回数、偏差に関しては設定により非印字とする事が可能。
なお、計量データがオーバー状態であった場合は、計量値に換えて｢OVER｣を印字し、積算および回数の加算対象から除外する。また2秒間以上正常なデータが受信されていない場合、計量値に換えて｢no data｣と印字し、印字完了信号は出力しない。
時刻CODE回数

計量値単位(偏差値)a). コード信号無しの場合

０９：０００００１(コード欄は印字しない)b). コード信号有りの場合

１１９．５５ｋｇ

ＤＥＶ（−０００．４５）
０９：００

Ｃ１

(CODE-1〜4の何れかがON)

０００１
ＤＥＶ（

１２０．４５ｋｇ０００．４５）

・ コード信号が入力されない場合はコード欄の印字を行わない。
・ 回数印字OFFの場合は回数欄の印字を行わない。
・ 偏差印字OFFの場合は2行目の印字を行わない。
・ 回数・計量値・偏差はゼロサプレス印字。

東洋測器株式会社

Page

4／8

Spec No.

ＴＡ４-００１０８Ｄ△3SPECIFICATIONS
5). 積算印字(非コード別積算)

単一原料の計量で、コード信号が接続されない場合は、内部的にはCODE-0として処理される。
小計および総計印字の際にCODE-0のみの実績だった場合は各コード毎の実績を印字しない。
なお、平均値に関しては設定により非印字とする事が可能。

a). 毎回印字(偏差印字OFFの場合)b). 小計印字

０９：０００００１

１００．１２ｋｇ

０９：０１０００２

０９９．８５ｋｇ

０９：０２０００３

１０１．００ｋｇ

Σ０９：０２

ＳＴ

０００３００．９７ｋｇ
ＡＶＥ（c). 毎回印字

０９：０００００１(偏差印字ONの場合)

０００２
ＤＥＶ（

Σ０９：０２ＳＴ

Σ０９：０２

ＧＴ

１００．２２ｋｇ
０００．２２）０００２００．１０ｋｇ
ＡＶＥ（e). 総計印字

０９９．８８ｋｇ

ＤＥＶ（−０００．１２）
０９：０１d). 小計印字

１００．３２）

１００．０５）０００５０１．０７ｋｇ
ＡＶＥ（１００．２１）
０００５回

紙送り方向↑6). コード別積算印字
複数原料の計量で、外部コード信号が入力される場合は、そのコード番号毎に分類し積算される。
小計および総計印字に於いては各コード毎の内訳を印字する。この時積算実績の無いコードは印字対象より除外する。(コード入力が1と2の場合はCODE1とCODE2の積算値のみを印字する)
なお、平均値に関しては設定により非印字とする事が可能。(小計値・総計値共通設定)
小計値は小計印字後、総計値は総計印字後に自動的にクリアされる。
なお、コード信号が入力されなかった場合(全てオープン)はCODE0として分類し処理される。
また、バッチ累計印字指令により、コードに無関係な積算値の印字が可能。
混合計量の際、1バッチの混合実績を印字する事が可能。
バッチ累計値はバッチ累計印字後自動的にクリアされる。(小計印字によってもクリア)

東洋測器株式会社

Page

5／8

Spec No.

ＴＡ４-００１０８Ｄ△3

SPECIFICATIONSa). 毎回印字

０９：００Ｃ１(2原料の混合計量例)

０００１
ＤＥＶ（０９：０１

Ｃ２０００２ＤＥＶ（b). バッチ累計印字

１００．０２ｋｇ０００．０２）
０８０．２２ｋｇ０００．２２）

Σ０９：０１

ＢＴ０９：０５

Ｃ１０００１

１００．１２ｋｇ

０９：０６

Ｃ２０００２０８０．００ｋｇd). バッチ累計印字Σ０９：０６

ＢＴ

０００１８０．１２ｋｇe). 小計印字

Σ０９：０６

ＳＴ

０００３６０．３６ｋｇc). 毎回印字(偏差印字OFFの場合)

０００１８０．２４ｋｇ―――――――――――――――――――――――
Ｃ１

０００２回

０００２００．１４ｋｇ
ＡＶＥ（Ｃ２０００２回

１００．０７）

０００１６０．２２ｋｇ
ＡＶＥ（０８０．１１）―――――――――――――――――――――――f). 毎回印字

０９：１０Ｃ１

１００．０５ｋｇ

０９：１１

Ｃ３０６０．１０ｋｇg). バッチ累計印字Σ０９：１１ＢＴ０００１６０．１５ｋｇh). 小計印字

Σ０９：１１

ＳＴ

０００１６０．１５ｋｇ(偏差印字OFFの場合)(平均･回数印字OFFの場合)―――――――――――――――――――――――
Ｃ１

０００１回

０００１００．０５ｋｇ

Ｃ３

０００１回

００００６０．１０ｋｇ―――――――――――――――――――――――i). 総計印字

Σ０９：１２

ＧＴ

０００５２０．５１ｋｇ―――――――――――――――――――――――
Ｃ１

０００３回

０００３００．１９ｋｇ
ＡＶＥ（

Ｃ２

０００２回

０００１６０．２２ｋｇ
ＡＶＥ（

Ｃ３

０００１回

１００．０６）
０８０．１１）００００６０．１０ｋｇ
ＡＶＥ（０６０．１１）―――――――――――――――――――――――
紙送り方向↑東洋測器株式会社

Page

6／8

Spec No.

ＴＡ４-００１０８Ｄ△3

SPECIFICATIONS

２−８．総合1). 停電対策(ﾒﾓﾘ内容のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ)

各設定データは不揮発性メモリに書き込み。

2). 電源電圧

AC100V±10％3). 消費電流

約40VA typ4). 使用温度･湿度範囲

0〜＋40℃、20〜85％ R.H.

5). 取り付け方法

パネルマウント型

6). 質

約2kg

量§３．端子配列
1). シリアルＩ／Ｏおよびコントロール用端子台
上段7.62mmピッチ圧着端子用18pin端子台
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

接 続 信 号
C/L INC/L INC/L OUTC/L OUT
SHL
PRINT
FEED
BATCH
STGT
AUX
CODE-1
CODE-2
CODE-3
CODE-4
D.COM
D.COMSHL

カレントループ信号入力(無極性)
カレントループ信号出力(無極性)

適合 圧着端子幅6mm迄のM3用 圧着端子
C/L SERIAL

シリアルデータ用シールド
毎回印字指令紙送り指令
バッチ累計印字指令
小計印字
総計印字
外部指令
信号
予備入力
外部コード１
外部コード２
外部コード３
外部コード４
外部指令コモン
外部指令コモン
外部指令入力用シールド2). 電源およびハンドシェイク用端子台
下段7.62mmピッチ圧着端子用5pin端子台
No.
19.
20.
21.
22.
23.

接 続 信 号
AC100V
AC100V
E
P-END
P-END

適合 圧着端子幅6mm迄のM3用 圧着端子

AC電源(AC100V)
接地
印字完了信号(接点信号)3). 結線上の注意
各ケーブルのシールドは本器または各接続計器の何れか一方で接地する事。

東洋測器株式会社

Page

7／8

Spec No.

ＴＡ４-００１０８Ｄ△3

SPECIFICATIONS§４．型式一覧、附属品
４−１．型 式ＥＰ−３０３０(オプション設定無し)

４−２．附属品1). 取扱説明書2). 専用カートリッジリボン(黒)1部△1個23). ロールペーパー

1本

４−３．消耗品 (別途購入品)1). 専用カートリッジリボン(黒)△1パック(5本入り)

22). ロールペーパー

1箱(20本入り)§５．外形寸法

東洋測器株式会社

Page

8／8

Spec No.

ＴＡ４-００１０８Ｄ△3