Data Sheet

細胞培養におけるウシ胎児血清（FBS）のStericup® Quick Releaseろ過デバイスの評価
要約

材料

すが、ウシ胎児血清（FBS）が滅菌フィルターを詰まらせることが• Stericup® Quick Release（カタログ番号 S2GPU05RE）

ろ過滅菌は細胞培養実験の精度や再現性を維持するのに役立ちまA. ろ過に使用したもの多く、研究者にとってこのプロセスは困難である場合があります。 • 100% Serum - US Origin, EmbryoMax® ES Cell Qualified
Stericup® Quick Release 吸引ろ過デバイスは、効率的で信頼性FBS, sterile-filtered, suitable for stem cell culture, 500 mLの高い血清ろ過を実現し、細胞培養培地やサプリメントの調製に（カタログ番号 ES009-M）役立ちます。ここでは、未希釈の FBS サンプルのろ過流量テストを利用して、ろ過時間やスループット性など、複数のろ過装置のろ過プロセスを評価しました。他の 3 つのブランドのろ過デバイスと比較した場合、Stericup® Quick Release 用いた場合、最高の血清ろ過スループット性が実証されました。

イントロダクション

効果的なろ過は、細胞培養実験で培地とウシ胎児血清（FBS）の純度を維持するのに役立ちます。これらの実験では、FBS は滅菌され、信頼性が高く、汚染物質が含まれていない必要があります。

• 吸引加圧ポンプ（カタログ番号 WP6111560）, 0.76 bar（22.5” Hg）に設定• 吸引ラインの保護 : Millex®-FG, 0.20 µm, hydrophobic PTFE,50 mm（カタログ番号 SLFG050）• Silicone rubber tubing, 3/16 in.（4.8 mm）ID, with adapter（カタログ番号 XX7100004）• 0.22 or 0.20 µm polyethersulfone（PES）vacuum filter
units, n = 3

ブランド

これを確実に行う方法の 1 つは FBS をろ過することですが、滅菌PFります。Stericup® ろ過デバイスを使用することで、FBS のろ過プ

NSフィルターが詰まる可能性があるため、困難に直面する場合があロセスを合理化し、サンプルの品質を維持し、細胞培養の完全性を確保できます。

ここでは、他のブランドと比較して、信頼性が高く効率的な血清のろ過を実現する Stericup® ろ過デバイスの性能を評価しました。
本報告には、ろ過時間とスループット性を評価するため、希釈していない FBS サンプルのフローテストと、ろ過プロセスを最適化するための実際的な推奨事項とガイドラインが含まれます。

全 体 的 に、 血 清 ろ 過 プ ロトコ ル に お け る Stericup® Quick

Release 吸引ろ過デバイスの利点、その使いやすさ、人間工学に基づいたデザイン、信頼性の高い性能が強調されています。お客様が血清ろ過に対する Stericup® フィルターの適合性を評価する
際、詳細なフローテストデータと分析データをお役立てください。

The life science business of Merckoperates as MilliporeSigma in the
U.S. and Canada.

収集ボトルサイズ（mL）

CSStericup®
Quick Release

メンブレン形状

1000

角型

500

丸形 , 75 mm

500
500

角型

丸形 , 73 mm

メンブレンの面積
（cm2）

69.0
33.2
44.2
40.0

B. ウシ胎児血清のろ過プロトコール

1. Stericup® Quick Release Filtration System を使用して、500 mLのウシ胎児血清を滅菌 PES 吸引フィルター カップに 3 回繰り返してろ過します。

2. プロセスにかかる時間を記録します。

3. 流量と膜面積（mL/min/cm2）に基づいてスループットを計算します。

ブランド PF、CS、NS、および Stericup® Quick Release の 4 つのブランドのろ過デバイスをテストし、細胞培養アプリケーションでFBS をろ過する際の使いやすさと性能を確認しました。ブランドの種類に関係なく、一定量のウシ胎児血清のフィルター処理時間はFlow Time (Sec.)

一貫して 2 分未満でした（図 1）。
1200.3

0.2

0.1

0.0
Brand PF 0.22 µm PES

Brand CS 0.22 µm PES

Brand NS 0.22 µm PES

図 3. 滅菌ろ過後の FBS スループットの比較

Stericup®
Quick Release 0.22 µm PES(REF: S2GPU05RE)

Stericup® Quick Releaseろ過システムのスループットは 0.195 mL/min/cm2で最もブランドCS（0.135 mL/min/cm2）、ブランドPF高く、ブランドNS（0.152 mL/min/cm2）、（0.122 mL/min /cm2）が続く。

60

0Brand PF 0.22 µm PES

Brand CS 0.22 µm PES

Brand NS 0.22 µm PES

Stericup®
Quick Release 0.22 µm PES(REF: S2GPU05RE)

図 1. FBS の滅菌ろ過のフロー時間の比較

ブランドCSのフロー時間は112.1秒で最も長く、次にNSブランド（74.5 秒）、
Stericup® QuickRelease（64.2 秒）、ブランドPFのフロー時間が最も短かったのは 59.3 秒であった。

ただし、このデータを表面積あたりの流量とスループット（流量 /cm2 面積）に変換すると、特定のブランドが明確な設計上の利点を提供していることが明らかになります。流量の範囲は、ブランド CS の 269 mL/min からブランド PF の 506 mL/min でした（図 2）。
Stericup® Quick Release は 最 高 のスル ープット（ 約 0.2 mL/min/cm2）を示し、他を 22 ～ 37% 上回りました（図 3）。一方、ブランド PF は最低のスループットを示しました。
Flow Rate (mL/min.)Throughput (rate/cm2)

結果結論

ここでは、細胞培養における FBS ろ過の重要性と、細胞培養用途で FBS をろ過する際の Stericup® ろ過デバイスの有効性を示しました。未希釈の FBS サンプルに対してフローテストを実施し、ろ過時間、流量、血清スループット性を評価しました。これらのデータは、さまざまなブランドのそれぞれが同様の処理時間を達成しましたが、Stericup® Quick Release が最も高い血清スループットを示し、他のブランドを 22 ～ 37% 上回ったことを示しています。

血清ろ過プロトコルで Stericup® Quick Release を使用する利点を示し、ろ過プロセスを最適化するための実践的な推奨事項とガイドラインを提供しました。Stericup® Quick Release ろ過デバイ

スは、細胞培養用途に信頼性の高い性能と血清の効率的なろ過を提供します。

600

製品情報

500
400

製品名300

Stericup® Vacuum Filtration
System, 0.22 μ m, PES filter

200
1000Brand PF 0.22 µm PES

Brand CS 0.22 µm PES

Brand NS 0.22 µm PES

図 2. FBSの滅菌ろ過の流量比較

Stericup®
Quick Release 0.22 µm PES(REF: S2GPU05RE)

ブランドCSの流量は4.49 mL/秒で最も低く、続いてブランドNS（6.72 mL/秒）、Stericup®
Quick Release（7.80 mL/秒）、ブランドPFの流量が最も高く8.44 mL/秒であった。

プロセッシング容量

カタログ番号

Stericup® Vacuum Filtration
System, 0.22 μ m, PES filter

500 mLS2GPU05RE

1000 mL

S2GPU11RE

Stericup® E Vacuum
Filtration System

500 mLS2GPT05RE

500 mL

Steritop® Vacuum Bottle Top
Filter, 0.22 μ m, PES filter

SEGPU0538
SEGPU0545

Stericup® 吸引ろ過フィルターの詳しい情報はこちら SigmaAldrich.com/stericup
サイエンス系

お役立ちメディアM-hub

かんたんカタログ検索

カタログファインダー

メルク ライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.com/wm
メルク ライフサイエンス公式
SNS、動画コンテンツをご覧ください。

本紙記載の製品は試験・研究用です。
ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。
掲載価格は希望販売価格（税別）です。
実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。
なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。
予めご了承ください。記載内容は2024年7月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of theirrespective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2024 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved. Original Lit No. is MK_AN13428EN Ver. 1.0 54418 03/2024

ライフサイエンス サイエンス & ラボソリューションズ事業本部〒 153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F
製品の最新情報はこちら www.merckmillipore.com/bio
E-mail: jpts@merckgroup.com Tel: 03-4531-1140
RBM421-2407-PDF-M