仕様書 型式：MAMA シリーズ
型式：MA001
MA001NL
001NL
ベース取付型 絶縁１出力熱電対絶縁１出力熱電対温度
リニアライズなし)
熱電対温度モジュール
温度モジュール(モジュール(リニアライズなし)

概要

MA001
MA001NL 熱電対温度モジュールは、熱電対 温度モジュールは、熱電対温度モジュールは、 熱電対センサ
熱電対 センサからのセンサ からのmV 入力信号に対して冷接点補償、入力信号に対して冷接点補償、増幅を行い、相互に絶冷接点補償、増幅を行い、相互に絶縁された 1 チャンネルの DC 出力信号に変換する製品です。
リニアライズ機能
リニアライズ機能はありません。
機能はありません。
▽冷接点補償、バーンアウト機能付き
冷接点補償、バーンアウト機能付き▽入力－[▽入力－[出力、電源]出力、電源]間を絶縁▽電源ライン上にヒューズを標準装備

型 式 コ ー ド

ＭＡ００１
ＭＡ００１ＮＬ -□□＿
型式
入力信号
Ｋ: Ｋ熱電対
Ｅ: Ｅ熱電対
Ｊ: Ｊ熱電対
熱電対Ｔ: Ｔ熱電対



Ｂ: Ｂ熱電対
Ｒ: Ｒ熱電対
Ｓ: Ｓ熱電対
Ｎ: Ｎ熱電対
０: 上記以外

出力信号６: 1 ～ 5V DC
オプション
未記入:
未記入: なし／Ｄ : バーンアウト下降
ご 発 注 時 指 定 事 項・型式コード（例）M（例）MA001
A001NLNL-K6(0～6(0～300300℃)*温度レンジのご指定は min.10℃単位でご指定下さい。
min.10℃単位でご指定下さい。

仕 様●電 源 部
供 給 電 源 24V DC＋
DC＋10%、10%、-15%
電 源 感 度 出力値の±0.1%
出力値の±0.1%以下
0.1%以下過 電 流 保 護 300mA ヒューズ
最 大 消 費 電 流 25mA 以下●入 力 部入 力 抵 抗 通電時：1M
通電時：1MΩ
1MΩ以上(以上(停電時：1M
停電時：1MΩ1MΩ以上)
以上)
入 力 許 容 電 圧 30V DC max. 連続冷接点補償方式 感温素子を専用ベースに取付
感温素子を専用ベースに取付(B 熱電対の場合は行いません。)
熱電対の場合は行いません。)
冷接点補償精度 ±1℃以内(25℃以内(25℃±(25℃±15℃±15℃15℃)*端子台ユニットの CJC センサーで補償
リ ニ ア ラ イ ザ なし

OO

製作可能範囲＜標準仕様＞（入力 0%時の温度0%時の温度=0時の温度=0℃）=0℃）
Ｋ 0～ 100℃から100℃から 0～1350℃までの1350℃までの 50℃刻み50℃刻み(℃刻み(例Ｋ0
例Ｋ0～ 350℃350℃)
Ｅ 0～ 100℃から100℃から 0～1000℃までの1000℃までの 50℃刻み
50℃刻み(℃刻み(例Ｅ0
例Ｅ0～ 150℃150℃)
Ｊ 0～ 100℃から100℃から 0～ 800℃までの800℃までの 50℃刻み
50℃刻み(℃刻み(例Ｊ0
例Ｊ0～ 550℃550℃)
Ｔ 0～ 100℃から100℃から 0～ 400℃までの400℃までの 50℃刻み
50℃刻み(℃刻み(例Ｔ0
例Ｔ0～ 250℃250℃)
Ｂ 0～1200℃から1200℃から 0～1800℃までの1800℃までの 100℃刻み
100℃刻み(℃刻み(例Ｂ0
例Ｂ0～1700℃1700℃)
Ｒ 0～ 400℃から400℃から 0～1700℃までの1700℃までの 100℃刻み
100℃刻み(℃刻み(例Ｒ0
例Ｒ0～1400℃1400℃)＜準標準仕様＞
測定温度範囲(+)バイアス(-)バイアス(+)バイアス（℃）(入力スパンの)入力スパンの)入力スパンの) (入力スパンの)Ｋ-200～5 倍まで
1 倍まで
200～+1370
Ｅ-200～3 倍まで0.5 倍まで
200～+1000
Ｊ-200～5 倍まで0.5 倍まで
200～+1200
Ｔ-200～200～ +400
2 倍まで0.5 倍までＢ
0 ～+1820
5 倍まで
Ｒ-50～10 倍まで
制限なし
50～+1760Ｓ-50～10 倍まで
制限なし
50～+1760Ｎ-200～5 倍まで
0.5 倍まで
200～+1300（例 1）Ｋ-100～
100～400℃⇒入力スパン
400℃⇒入力スパン 500℃、バイアス℃、バイアスバイアス-0.2 倍（例 2）Ｊ 300～00～400℃⇒入力スパン
400℃⇒入力スパン 100℃、バイアス100℃、バイアス+3℃、バイアス+3 倍☞入力スパン：3mV
入力スパン：3mV 以上☞入力温度範囲が 0℃未満から始まる場合は、部分的に精度が落ちることがあります。
☞測定温度範囲またはバイアス条件を逸脱する仕様に関しましては特注仕様となります。
熱電対●出 力 部
最 大 出 力 負 荷 5V 出力時：5k
出力時：5kΩ
5kΩ以上
ゼロ点調整範囲 スパンの約±2.5%スパンの約±2.5%（変換器前面トリマにより可変）スパン調整範囲 スパンの約±2.5%スパンの約±2.5%（変換器前面トリマにより可変）
標準：上昇
標準：上昇
バ ー ン ア ウ ト（下降はオプション仕様になります。
下降はオプション仕様になります。）

MA001NL 仕様書 Rev.1.0(MQDDK-131015-1)

Page: 1/2

仕様書

型式：MA001NL ベース取付型 絶縁１出力熱電対温度モジュール(リニアライズなし)●基 準 性 能●材 質

変 換 精 度±[スパンの 0.1%＋0.1%＋1℃{感温素子精度}
感温素子精度}]以内（25℃±25℃±5℃±5℃にて）
温 度 特 性 10℃の変化に対してスパンの±10℃の変化に対してスパンの±0.2%℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
0.2%以内応 答 速 度 200ms 以下（0以下（0～90%）90%）@100%ｽﾃｯﾌﾟ入力@100%ｽﾃｯﾌﾟ入力
CMR
R 100dB 以上（500V以上（500V AC,50/60Hz）
AC,50/60Hz）
信 号 絶 縁 入力－[
入力－[出力、電源]出力、電源]間 絶縁
絶 縁 抵 抗 100MΩ
100MΩ以上（@500V以上（@500V DC）
DC）
入力－[入力－[出力、電源]出力、電源]間
耐電圧 入力－[入力－[出力、電源]
出力、電源]間：1500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
動 作 環 境 温度：温度：-5～55℃
55℃
湿度：5
湿度：5～90%RH（結露のないこと）
90%RH（結露のないこと）
保 存 温 度 -10～
10～60℃
60℃

本 体 ハ ウ ジ ン グ ABS 樹脂（UL
樹脂（ULUL-94V94V-0）
基
板 ガラスエポキシ（ガラスエポキシ（FRポキシ（FRFR-4：ULUL-94V94V-0）
防 湿 処 理 ヒューミシールコーティング：HumiSeal 1A27NS（ポリウレタン樹脂）
1A27NS（ポリウレタン樹脂）

端 子 配 列 、 信 号 割 付%,%6%
6%%1/●取 付 ・ 形 状
取付

方配線

方外形寸質法 アナデバ
ナデバ社製 UTAI22,UT
22,UTAM31,
UTAI2R/L,UT2R/L,UTAM3R/L に取付
法 アナデバ
ナデバ社製 UTAI22,UT
22,UTAM31,
UTAI2R/L,UT2R/L,UTAM3R/L に配線
法 W43.2×
43.2×H60.0×
H60.0×D12.0mm（取付ネジ含む（取付ネジ含む）含む）
量 約 30g
30g 以下ブ ロ ッ ク 図Zᾲ㔚ኻS⛘✼࿁〝౉ജାภ㧗 ಴ജ࿁〝౉ജ଻⼔౉ജାภ㧙 ࠯ࡠࠬࡄࡦ⺞ᢛ%,% ಴ജାภ㧗 ಴ജାภ%1/಄ធὐ⵬ఘ࿁〝 㔚Ḯ㧗㔚Ḯ࿁〝

MA001NL 仕様書 Rev.1.0(MQDDK-131015-1)

Page: 2/2