HPM シリーズ

32322550

第F版

粒子状物質センサ

特長

データシート• レーザーを用いた光散乱粒子センシング• 濃度範囲0 μg/m3～1,000 μg/m3• 完全校正対応• EMC：重工業レベルIEC61000• 応答時間：<6s• 供給電流:：最大80 mA• 出力信号：UART (ユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ)• PM2.5、PM10出力（標準）、PM1.0、PM2.5、PM4.0、標準

コンパクト

概要

Honeywell HPMシリーズ粒子状物質センサは、光散乱を利用し粒子を検出してカウントするレーザーベースのセンサです。検出濃度範囲は0 μg/m3から1,000 μg/m3です。粒子が検出チャンバを通過する際に、レーザー光源が粒子により光を反射させ、光検出器に記録されます。その後、受光された光は分析され、電気信号に変換されて粒子濃度が計算されます。HPMセンサは、それそれ規定された粒子濃度範囲の粒子濃度に関する情報を提供します。

付加価値• より正確でコスト競争力のある環境微粒子のモニタリングや管理が可能になります。

• 業界トップクラスの10年連続使用の長寿命• 実証済みのEMC性能により、さまざまな厳しい産業環境でより正確な性能を発揮できます。

• 応答速度が6秒以下と高速化されているため、環境変化にリアルタイムで対応可能です。

• 過酷な環境下での使用を可能にする信頼性の向上

PM10出力（コンパクト）• RoHS対応• REACH対応

優位性• 10年の長寿命で連続使用にも安定した動作を実現• IEC61000の安定動作に基づく実証済みのEMC性能、±15%の精度(PM2.5)

潜在的なアプリケーション• HVAC（商業用および住居用）• 室内空気モニター• 携帯型大気モニター• 空気清浄機（業務用・住居用）• 自動車用車室内空気清浄機

HPM シリーズ

粒子状物質センサ
表1. 仕様標準

コンパクト

HPMA115C0-003

HPMA115S0-XXX

特徴

HPMA115C0-004

動作原理

検出1、2

レーザ散乱

PM2.5, PM10

出力データ1、2

濃度範囲精度（25℃±5℃）：
0μg/m3～100μg/m3
100μg/m3～1000μg/m3
応答時間
電源電圧3
スイッチング周波数最大リップル振幅最大値
R.M.S.ノイズ最大値
スタンバイ電流(25℃±5℃時)
供給電流(25℃±5℃時)
最大突入電流 (25℃±5℃にて)
温度:
動作
保存
湿度（動作および保存）
出力プロトコル4
動作時間：連続モード
間欠モード
レーザークラス
ESD

放射性イミュニティ
ファーストランジェント/バースト
伝導妨害に対するイミュニティ
放射エミッション
放射ノイズ
伝導ノイズ
寸法（長さ×幅×高さ）

PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10

PM1.0 in µg/m3, PM2.5 in µg/m3,
PM4.0 in µg/m3, PM10 in µg/m3

PM2.5 in µg/m3, PM10 in µg/m3

0 µg/m3 ～ 1,000 µg/m3
PM2.5: ±15 µg/m3
PM2.5: ±15 %PM2.5: ±15 µg/m3; PM1.0, PM4.0, PM10: ±25 µg/m3
PM2.5: ±15 %; PM1.0, PM4.0, PM10: ±25%;<6 s
5 V ±0.2 V
100 kHz
20 mV
1 mV (ノイズ帯域幅 10 MHz)<20 mA<80 mA
600 mA-20°C ～ 50°C [-4°F ～ 122°F]-30°C ～ 65°C [-22°F ～ 149°F]-20°C ～ 70°C [-4°F ～ 158°F]-40°C ～ 85°C [-40°F ～ 185°F]

0 %RH ～ 95 %RH 結露無きこと

UART; ボーレート: 9600, データビット: 8, ストップビット: 1, パリティ: なし
約10 年（デューティーサイクルに依存）
Laser Class 1: IEC/EN 60825-1: 650 nm±4 kV contact, ±8 kV air （IEC 61000-4-2準拠）

1 V/m (80 MHz ～ 1000 MHz) IEC 61000-4-3準拠±0.5 kV （IEC61000-4-4準拠）
3 V （IEC61000-4-6準拠）

40 dB 30 MHz ～ 230 MHz; 47 dB 230 MHz ～ 1000 MHz （CISPR 14準拠）
0.15 MHz～30 MHz（CISPR 14準拠）

43 mm x 36,00 mm x 23,7 mm[1.69 in x 1.42 in x 0.93 in]

44 mm x 36 mm x 12 mm[1.73 in x 1.42 in x 0.48 in]

PM2.5は直径2.5μm以下の粒子状物質、PM10は直径10μm以下の粒子状物質です。
PM1.0 µg/m3、PM4.0 µg/m3、PM10 µg/m3は、PM2.5の測定値から算出しています。
3
電源出力が、最大リップル振幅、最大R.M.S.ノイズが仕様を超える場合は、デカップリングコンデンサ（22μF）1個、セラミックコンデンサ（100nF、10nF）2個の追加を検討してください。
4
その他の出力オプションについては、Honeywell にお問い合わせください。
12

表2.オーダーガイド
カタログ掲載CLASS 1LASER PRODUCT

概要

HPMA115S0-XXX HPMシリーズPM2.5粒子状物質センサ、標準サイズ、UART出力

HPMA115C0-003 HPMシリーズ PM2.5粒子状物質センサ、コンパクト、UART出力、空気入口と空気出口が同一面にあり

HPMA115C0-004 HPMシリーズ PM2.5粒子状物質センサ、コンパクト、UART出力、空気入口と空気出口が反対面にあり

HPM シリーズ

粒子状物質センサ
図1.HPMシリーズの動作（標準タイプを上から見た内部断面図）

表 3.標準およびコンパクトタイプのコネクタピン配置
標準

コンパクト

8 7 6 5 4 3 2 1ピン名称

1VOUT

2VCC

3N/A

4N/A5RES

6TX

7RX

8GND

-説明ピン

名称

1VOUT

電源入力 (5 V)

2VCC

N/A

3GND

N/A

4GND

UART TX 出力 (0 V - 3.3 V)

5RES

6N/A

7RX

ground

8N/A

——

9TX

——

10SET

電源出力 (+3.3 V/100 mA)

将来的利用の為の予備

UART RX 出力 (0 V - 3.3 V)

1098

76

54

321

説明

電源出力 (+5 V)(出力最大.: 300 mA)
電源入力(+5 V)
groundground

将来的利用の為の予備
N/A

UART RX 入力 (0 V - 3.3 V)
N/A

UART TX 出力 (0 V - 3.3 V)

将来的利用の為の予備HPM シリーズ

粒子状物質センサ
表 4.標準タイプのユーザープロトコル¹
コマンド長(バイト)HEAD LEN CMD

データCS

例

Read Particle Measurement
Send

CS = MOD
68 01 04 93((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)), 256)
“DF1, DF2, DF3, DF4
CS = MOD
40 05 04 00
0x40 0x05 0X04 PM2.5 = DF1 * 256 + DF2 ((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)),30 00 31 56
PM10 = DF3 * 256 + DF4” 256)

0x68 0x01 0x04

Response, Pos ACK

NA

Response, Neg ACK

0X9696

Start Particle Measurement
Send

0x68 0x01 0x01

NACS = MOD
68 01 01 96((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)), 256)

Response, Pos ACK0xA5A5Response, Neg ACK

0x9696

Stop Particle Measurement²
Send

0x68 0x01 0x02

NACS = MOD
68 01 02 95((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)), 256)

Response, Pos ACK

0xA5A5

Response, Neg ACK

0x9696

Set Customer Adjustment Coefficient
Send

0x68 0x02 0x08

DF1: 30 ~ 200(Default, 100)

CS = MOD
68 02 08 64 2A((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)), 256)

Response, Pos ACK

0xA5A5

Response, Neg ACK0x9696

Read Customer Adjustment Coefficient
Send

0x68 0x01 0x10

NAResponse, Pos ACK

0X40 0X02 0X10

DF1: 30 ~ 200(Default, 100)

Response, Neg ACK

CS = MOD
68 01 10 87((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)), 256)
CS = MOD
40 02 10 64 4A((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)), 256)
0x9696

Stop Auto Send
Send

0x68 0x01 0x20

NA

CS = MOD
68 01 20 77((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)), 256)

Response, Pos ACK

0xA5A5

Response, Neg ACK

0x9696

Enable Auto Send

3Send

0x68 0x01 0x40

NACS = MOD
68 01 40 57((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)), 256)

Response, Pos ACK

0xA5A5

Response, Neg ACK0x9696

製品寿命は、センサが使用される特定のアプリケーションによって異なる場合があります。
ファンを停止することにより、製品の寿命を延ばすのに役立ちます。
3
データフォーマットについては、表6を参照してください。
12

HPM シリーズ

粒子状物質センサ
表 5.標準タイプのデータフォーマット（プロトコル長：32バイト）
Byte Number

Head0

Head0

Byte0

Head00x42

Byte1

Head1

0x4d

Byte2

Len_H

…

Byte3

Len_L

…

Byte4

Data0_H…

Byte5

Data0_L…

Byte6

Data1_H…

Byte7

Data1_L…

Byte8

Data2_H…

Byte9

Data2_L…

Byte10

Data3_H…

Byte11

Data3_L…

Byte12

Data4_H…

Byte13

Data4_L…

Byte14

Data5_H…

Byte15

Data5_L…

Byte16

Data6_H…

Byte17

Data6_L…

Byte18

Data7_H…

Byte19

Data7_L…

Byte20

Data8_H…

Byte21

Data8_L…

Byte22

Data9_H…

Byte23

Data9_L…

Byte24

Data10_H…

Byte25

Data10_L…

Byte26

Data11_H…

Byte27

Data11_L…

Byte28

Data12_H…

Byte29

Data12_L…

Byte30

CheckSum_H…

Byte31

CheckSum_H

…

Head0

fixed

Frame Length = 2x13+2(data length + checksum length)

reservePM2.5 concentration (standard particulate matter)

PM10 concentration (standard particulate matter)

reservereserve

reserve

reserve

reserve

reserve

reserve

reserve

reserve

reserve

Checksum = Head0+Head1+Len_H+Len_L+Data0_H+…+Data12_L

HPM シリーズ

粒子状物質センサ
表 6.コンパクトタイプのユーザープロトコル¹
コマンド長（バイト）HEAD LEN CMD

Send

0x68 0x01 0x04

Response, Pos ACK

DF1-DF8, DF9~ DF12 reserved
PM1.0 = DF1 * 256 + DF2
0x40 0x05 0X04 PM2.5 = DF3 * 256 + DF4
PM4.0 = DF5 * 256 + DF6
PM10 = DF7 * 256 + DF8

データ

CS

例

Read Particle Measuring Results
NA

Response, Neg ACK

CS = MOD((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)),256)

68 01 04 9340 0D 04 00
30 00 31 00 32
CS = MOD((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)), 256) 00 33 00 00 00
00 E90X9696

Start Particle Measurement
Send

0x68 0x01 0x01

NA

CS = MOD((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)), 256)

Response, Pos ACK

0xA5A5

Response, Neg ACK

0x969668 01 01 96

Stop Particle Measurement 2Send

0x68 0x01 0x02

NA

CS = MOD((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)), 256)

Response, Pos ACK

0xA5A5

Response, Neg ACK

0x969668 01 02 95

Set Customer Adjustment Coefficient
Send

0x68 0x02 0x08

DF1: 30 ~ 200(Default, 100)

CS = MOD((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)), 256)

Response, Pos ACK

0xA5A5

Response, Neg ACK

0x969668 02 08 64 2A

Read Customer Adjustment Coefficient
Send

0x68 0x01 0x10

NA

CS = MOD((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)), 256)

68 01 10 87

Response, Pos ACK

0X40 0X02 0X10

DF1: 30 ~ 200(Default, 100)

CS = MOD((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)), 256)

40 02 10 64 4A

Response, Neg ACK

0x9696

Stop Auto Send
Send

0x68 0x01 0x20

NAResponse, Pos ACK

CS = MOD((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)), 256)

68 01 20 77

0xA5A5

Response, Neg ACK0x9696

Enable Auto Send

3

Send

0x68 0x01 0x40

NA

CS = MOD((65536-(HEAD+LEN+CMD+DATA)), 256)

Response, Pos ACK

0xA5A5

Response, Neg ACK0x9696

製品寿命は、センサが使用される特定のアプリケーションによって異なる場合があります。
ファンを停止することにより、製品の寿命を延ばすのに役立ちます。
3
データフォーマットについては、表7を参照してください。
12

68 01 40 57

HPM シリーズ

粒子状物質センサ
表 7.コンパクトタイプのデータフォーマット（プロトコル長：32バイト）
Byte Number

Head0

Head0

Head0

Byte0

Head00x42

Byte1

Head10x4d

Byte2

Len_H…

Byte3

Len_L…

Byte4

Data0_H…

Byte5

Data0_L…

Byte6

Data1_H…

Byte7

Data1_L…

Byte8

Data2_H…

Byte9

Data2_L…

Byte10

Data3_H…

Byte11

Data3_L…

Byte12

Data4_H…

Byte13

Data4_L…

Byte14

Data5_H…

Byte15

Data5_L…

Byte16

Data6_H…

Byte17

Data6_L…

Byte18

Data7_H…

Byte19

Data7_L…

Byte20

Data8_H…

Byte21

Data8_L…

Byte22

Data9_H…

Byte23

Data9_L…

Byte24

Data10_H…

Byte25

Data10_L…

Byte26

Data11_H…

Byte27

Data11_L…

Byte28Data12_H…

Byte29

Data12_L…

Byte30

CheckSum_H…

Checksum = Head0+Head1+Len_H+Len_L+Data0_

Byte31

CheckSum_L…

H+…+Data12_L

fixed

Frame Length = 2x13+2(data length + checksum length)

PM1.0 concentration (standard particulate matter)

PM2.5 concentration (standard particulate matter)

PM4.0 concentration (standard particulate matter)

PM10 concentration (standard particulate matter)

reserve

reserve

reserve

reserve

reserve

reserve

reserve

reserve

reserveHPM シリーズ

粒子状物質センサ
注意

製品損失
すべての設置指示を確実に守ってください。
これらの指示に従わな
いと、製品が破損する可能性があります。

注意事項
不適切な設置製品の感度や精度に影響を与える可能性のある空気出口や吸気口での微粒子の付着や堆積を避けるために、HPMシリーズの微粒子センサが確実に使用されていることを確認してください。
• 図2、図3、図4に従って正しく取り付けてください。
• 空気入口と空気出口が塞がれず、センサを通る空気の流れが減少したり増加したりしないように設置してください。
製品の設置

該当する図のネジサイズを使用して、ご希望の面に取り付けてください。

図2.標準タイプの取り付け寸法と正しい取り付け方向（参考：mm/[in])43,00[1.69]

36,00[1.42]

Mating connector: Molex 51021-0800
Air outlet by fan

15,5[0.61]

12[0.48]

Air inlet

1,5[0.06]

4,5[0.18]

23,7[0.93]

正しい設置方向
29,00[1.14]
3X ø1,75 Mount with 3 ST2.2 screws;[0.07] length determined by customer.

36,00[1.42]

HPM シリーズ

粒子状物質センサ
図 3.コンパクトタイプ HPMA115CO-003 の取付寸法と正しい取付方向（参考：mm/[in]）3X 1,6[0.01]

1,5[0.06]

Air inlet

5,3[0.21]

2X 1,1[0.04]
2[0.08]2[0.08]Air outlet by fan

12[0.48]

7[0.26]44[1.73]

36[1.42]3X ø1,5 Mount with three 1,8 [0.071] self-tapping[0.059] screws; max. engagement is 3,5 [1.138].

KeyMating connector: Samtec SFSD-05-28-H-5.00-SR(cable assembly) or SFM-105-02-H-D (surface mount)
10,3[0.41]

6,4[0.25]

2,5[0.10]
2,6[0.10]

正しい設置方向

HPM シリーズ

粒子状物質センサ
図 4.コンパクトタイプ HPMA115CO-004 の取付寸法と正しい取付方向（参考：mm/[in]）。

Air outlet by fan
12[0.48]
44[1.73]

36[1.42]

Air inlet

3X ø1,5 Mount with three 1,8 [0.071] self-tapping[0.059] screws; max. engagement is 3,5 [1.138].

Key

Mating connector: Samtec SFSD-05-28-H-5.00-SR(cable assembly) or SFM-105-02-H-D (surface mount)
10,3[0.41]

6,4[0.25]

2,5[0.10]
2,6[0.10]

正しい設置方向警告

人的損害

これらの製品は、安全装置または非常停止装置として、または製品の故障により人身事故が発生する可能性のあるその他の用途には使用しないでください。

これらの指示に従わないと、死亡または重傷を負う可能性があります。

製品保証/保守
当社は、保証期間中に本製品に製造上の不具合あるいは誤った素材の使用が無いことを保証します。尚、別途の書面合意がない限り、製品保証については当社の標準保証が適用となります。保証内容の詳細については、当社並びにお近くの当社代理販売店にご相談ください。保証期間中に本製品が当社に返却されるその製品に不具合があった場合、無償で修理または交換いたします、修理か交換かについては当社が判断いたします。

当社は、上記以外の補償はお受けいたしません、又ここで明示する以外の保証あるいは、本製品の特定目的合致性についても保証いたしません。当社は事情の如何にかかわらず、特別損害あるいは間接損害については責任を負いません。

当社は、資料および当社ウェブサイトを介して、個別のアプリケーション支援の提供を行うことがありますが、各個別アプリケーションへの製品適合性の判断は購入側の責任で行ってください。

仕様は予告なく変更することがあります。本仕様書を作成した時点では正確で信頼性がある情報を記載しておりますが、その使用結果についての責任は負いません。
HPM-DS | 1120 JP©2020 Honeywell International Inc.