SPECIFICATIONS
2016/1/7 改訂

２ ｃ ｈ 入 力 型 デ ジ タ ル 指 示 計
MODEL§１．概ＤＬＳ－５０２６Ｂ

RoHS Compliant

要

本器は2chのひずみゲージ式トランスデューサ入力を備えたデジタル指示計で、2chの加減算機能や、コンパレータ機能等の各種機能を備えている。
2chの入力は毎秒100回の同期したサンプリングを行っている。
用途として、2chクレーン計量・2ボンベ計量・テンションコントロール等のシステムに適している。
A,B各chの計量値表示の他、A＋BまたはA－Bの演算値の表示が行える。
計量値および演算値に対するコンパレータ機能を備え、任意の比較結果8点をオープンコレクタ信号により出力可能である。
またオプションとしてD/A変換による計量値および演算値に対応したアナログ信号を3点出力可能である。△
1
使用電源はAC100～240Vのワイド入力対応となっている。

§２．仕様

２－１．A/D変換部1). トランスデューサ入力2ch2). 最小入力感度

0.25μV/digit(1mV/V入力時最大表示分解能：1/20,000)

3). 非直線性±0.02％FS±1カウント

4). 温度特性 零点±0.005％FS/℃(入力感度1.0mV/Vに於いて)

感度±0.005％Reading/℃5). 周波数特性

約2Hz (平均回数32回に於いて)

6). サンプリング周期

約10ms(100回/秒) ch間同期

7). トランスデューサ電源

各ch：DC5V±5％,60mA(350Ω型トランスデューサ4台接続可能)

２－２．表示部1). 表示素子
2). 計量値表示

グラフィック蛍光表示管、緑色、128×64ﾄﾞｯﾄ①演算値表示5桁(±99999)、文字高約12mm、A＋BまたはA－B②計量値A表示5桁(±99999)、文字高約6mm③計量値B表示5桁(±99999)、文字高約6mm④動作表示▼印 11個AZ-A，AZ-B，HOLD，コンパレータ出力1～83). オーバー表示

計量値の点滅4). 小数点

任意桁に設定可能 (0，0.0，0.00，0.000，0.0000)

5). 単なし，g，kg，t，N，kN，N･m，kN･m，Pa，kPa，MPa，mm，%，

位

mV/V，μεより選択
6). 表示更新周期

約100ms(10回/秒)

２－３．零点・感度調整
1). 零点調整

東洋測器株式会社±2.8mV/Vの入力信号にて調整可能。

Page

1／7

Spec No.

ＴＡ４－００２０６Ｄ △1

SPECIFICATIONS
2). 感度調整±0.4mV/V～±3.0mV/Vのスパン量にて調整可能。
※.初期風袋値(零点入力値)と最大計量値(スパン量)の合計が △1±3.3mV/Vを超えないこと
3). 校正方法

実荷重校正または等価入力校正

２－４．I/O部1). 操作スイッチ

7キー、
項目選択キー： FUNC

動作キー： AZ-A，AZ-B，AZ.R-A，AZ.R-B(設定用アローキー兼用)

エスケープキー ： ESCエントリーキー ： ENT2). 外部指令入力①入力信号

8点(8bit １コモン)
無電圧接点入力またはオープンコレクタ入力(Ic=10mA,耐圧20V以上)②動作(a)AZ-A：ワンショットメーク接点(パルス幅0.2sec)(b)AZ.R-A ：〃(c)AZ-B：〃(d)AZ.R-B ：〃(e)HOLD：レベル制御L=ホールド/H=解除

3). 制御出力①出力信号

8点(8bit 1コモン)
エミッタ共通オープンコレクタ出力(NPNトランジスタ)②出力定格

DC 30V, 50mA (抵抗負荷)
コレクタ・エミッタ間飽和電圧：1.2V以下
内部回路とはフォトカプラにより絶縁

4). カレントループ出力

弊社外部機器接続専用シリアルデータI/F

２－５．オプション
オプションは弊社工場に於いてのみ装着可能。(工場出荷時オプション)
また、アナログ出力(OP-1または2)とRS-232C(OP-3)の同時装着可能。
1). アナログ出力 (OP-1,2)①出力点数

3系統 (計量値A，計量値B，演算値)②出力信号表示値に連動したD/A変換値、アイソレート出力

1△4～20mA/0～FS(負荷抵抗：0～510Ω) ･･･････ OP-1
0～±10V/0～FS(負荷抵抗：5kΩ以上) ･･････ OP-2
オーバー・アンダーともにFSに対し5%出力可能③分解能

表示分解能に連動④非直線性±0.05％FS(表示値に対して)⑤温度特性

零点･感度共±0.02％FS/℃

2). RS-232Cシリアルデータ通信 (OP-3)①通信規格

EIA RS-232C準拠②通信方式

調歩同期(非同期)式・半二重双方向

東洋測器株式会社

Page

2／7

アイソレート入出力Spec No.

ＴＡ４－００２０６Ｄ △1

SPECIFICATIONS③通信速度

2400，4800、9600、19200bps④通信プロトコル

データ長：7，8ﾋﾞｯﾄ
パリティ：なし，偶数，奇数
ストップ：1，2ﾋﾞｯﾄ⑤通信フォーマット
２－６．総弊社専用フォーマット

合1). 停電対策

各設定データは不揮発性メモリに書き込み

2). 電源電圧

AC85～264V、50/60Hz3). 消費電流

0.6A typ (AC IN 100V)
0.4A typ (AC IN 200V)

4). 使用温度･湿度範囲

0～＋40℃、20～85％ R.H. (結露無きこと)

5). 取り付け方法

パネルマウント型

6). 質約1.1kg§３．機量能1). オートゼロ機能 (AZ)
[AZ-A]または[AZ-B]キー操作により風袋引きを行う
本機能動作中は[AZ-A]または[AZ-B]▼印が点灯。
[AZ.R-A]または[AZ.R-B]キー操作により機能解除。
2). プリセット風袋引き(固定風袋引き)機能.
計量値Aまたは計量値Bのプリセット風袋値をキーイン設定する事で、該当する計量値から常に風袋値を減算した値を表示する。
3). ネット演算機能.
計量値Aまたは計量値Bの内容量をキーイン設定する事で、該当する計量値が設定値になるように風袋値を計算する。
4). 表示ホールド
外部指令入力により表示値を固定することができる。
表示固定方法は、サンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールドから選択する。
ホールド中は[H]▼印が点滅する。
5). キャルロック(スパン校正ロック)機能.
誤操作による感度設定変更を防ぐため、キー操作による感度(スパン)設定を禁止する事が可能。
(ロック中でもゼロ点の再校正は可能)
6). キーロック機能
誤操作による設定変更を防ぐため、キー操作の禁止が可能。
本器動作中に[ESC]キーを2秒間押し続けるとキーロック状態となる。
キーロック中に[ESC]キーを2秒間押し続けるとキーロック解除となる。
キーロック中に何れかのキーを押した場合、『ＬＯＣＫ』を約2秒間表示し、キー操作を無視す

東洋測器株式会社

Page

3／7

Spec No.

ＴＡ４－００２０６Ｄ △1

SPECIFICATIONSる。([ESC]キーのみ、そのまま2秒間押し続ける事でロック解除)
7). コンパレータ機能 (セットポイント：SP1～8)8chのコンパレータ機能で、8点のオープンコレクタ信号を出力する。
各チャンネル毎に比較対象値を正味量(NET値=表示値)または総量(GROSS値=AZ演算を行わない値)より選択可能。またヒステリシス幅設定および動作遅延設定が可能。
設定数(チャンネル点数)

8点

設定対象値

各セットポイント毎に計量値A(NET/GROSS)，計量値B(NET/GROSS)，演算値(TOTAL)より選択可能

設定方法

キー操作による。

定量設定値(SP1～8)

0～±99999

ヒステリシス幅設定値

0～99999

動作遅延設定0～9.99秒

比較モード
①上限動作

下記3モードの接点ON条件より、Set Point 1～8各々選択可能。
定量設置値≦計量値または演算値②下限動作

計量値または演算値≦定量設定値③異常検出

正常時メイク。電源OFF、A/Dオーバー時ブレイク

比較動作更新周期

サンプリング毎(10ms)に行う。

8). アナログ出力スケーリング機能 (OP-1，2を選択した場合に有効)
スケーリング設定
計量値A，計量値B，演算値(A+B,A-B)各々独立して、キー操作によりアナログ出力のゼロ点(4mAまたは0V)とFS(20mAまたは+10V)に対応する表示値の設定が可能。
但し、演算値(SUB)の電流出力は12mAを基準点として12mA±8mAで出力する。
出力値微調整約±2%の範囲で出力値を微調整可能

9). RS-232Cシリアルデータ通信 (OP-3を選択した場合に有効)
通信動作

ストリーム(常時出力)またはコマンドモード(半二重双方向)

出力データ

正味量、総量、演算値

データフォーマット

弊社専用フォーマット

コマンド

REQ：データ送信要求、C1,DAZ：Ach風袋引き、C1,AZR：Ach風袋
引き解除、C1,PTR：Achプリセット風袋値設定、など§４．型式一覧、附属品
４－１．型 式
ＤＬＳ－５０２６Ｂ－□
オプション

無記入：オプション無し
１：電流出力(4～20mA)
２：電圧出力(0～±10V)
３：RS-232Cシリアルデータ通信

製品型式※オプションは弊社工場に於いてのみ装着可能。(工場出荷時オプション)

東洋測器株式会社

Page

4／7

Spec No.

ＴＡ４－００２０６Ｄ △1

SPECIFICATIONS
また、OP-1またはOP-2のどちらか一方とOP-3の同時装着可能。
４－２．附属品1). 取扱説明書

1部2). 端子台カバー

1個3). 入出力信号接続用24Pコネクタ(FCN-361J024およびカバー)

1組§５．端子配列1). ロードセル入力端子

接 続 信 号
EXC＋
EXC－
SIG＋
SIG－
SHL
EXC＋
EXC－
SIG＋
SIG－
SHL

注．

CH-A

ロードセル印加電圧(DC5V)
ロードセル信号入力

各ケーブルのシールドは、本器または各接続計器の何れか一方で接地する事。

ロードセルシールド
ロードセル印加電圧(DC5V)
CH-B

No.
12345678910(3.81mmピッチ・スクリューレス)ロードセル信号入力
ロードセルシールド

使用可能電線：単線φ0.4～1.2mm(AWG26～16)、撚線：0.2～0.75mm2(AWG24～20)、
素線径φ0.18mm以上2). アナログ出力端子(3.81mmピッチ・スクリューレス)1△

OP-1,2:アナログ出力オプション選択時装着
No.
11121314151617

接 続 信 号
CH-A＋
CH-A－
CH-B＋
CH-B－
Total＋
Total－SHL

CH-Aの電流または電圧出力
CH-B の電流または電圧出力
演算値の電流または電圧出力
アナログシールド

使用可能電線：単線φ0.4～1.2mm(AWG26～16)、撚線：0.2～0.75mm2(AWG24～20)、
素線径φ0.18mm以上
3). カレントループ出力端子No.
1819(3.81mmピッチ・スクリューレス)接 続 信 号
S.OUT
S.OUT

カレントループ出力(無極性)使用可能電線：単線φ0.4～1.2mm(AWG26～16)、撚線：0.2～0.75mm2(AWG24～20)、
素線径φ0.18mm以上

東洋測器株式会社

Page

5／7

Spec No.

ＴＡ４－００２０６Ｄ △1

SPECIFICATIONS
4). 電源端子No.
202122(7.62mmピッチ圧着端子用)
接 続 信 号
ELN

接地
電源AC100～240V

使用可能圧着端子：幅6mmまでのM3用圧着端子5). RS-232Cシリアルデータ通信端子(D-SUB9ピン・オス)

OP-3：RS-232Cシリアルデータ通信オプション選択時装着
No.
123456789

接 続 信 号
NC
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
NC

受信データ
送信データ
データ端末レディ
信号グランドデータセットレディ
送信要求
送信可

内部で短絡

内部で短絡

6). 外部指令入力および制御出力端子(FCN-360形)

接 続 信 号
外部指令入力1
外部指令入力 3
外部指令入力 5
外部指令入力 7
外部指令入力共通 GND
コンパレータ出力 1
コンパレータ出力 3
コンパレータ出力 5コンパレータ出力 7コンパレータ出力共通エミッタ

No.
A1
A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12シールド

IN1IN3IN5IN7CMD.COM
OUT1OUT3OUT5OUT7E.COM
NC
SHL

No.
B1
B2B3B4B5B6
B7B8
B9B10
B11
B12

IN2
IN4IN6IN8CMD.COM
OUT2OUT4OUT6OUT8E.COMNC
SHL

接 続 信 号
外部指令入力 2
外部指令入力 4
外部指令入力 6外部指令入力 8
外部指令入力共通 GND
コンパレータ出力 2コンパレータ出力 4コンパレータ出力 6コンパレータ出力 8コンパレータ出力共通エミッタ
シールド

適合コネクタ(24Pinコネクタ)：富士通FCN361J024※． 本コネクタのシールド処理は原則接続機器側で行う事。
本器側で行う場合はA12およびB12番端子を使用 する事。
リアパネル面より見たピン番号

東洋測器株式会社

Page

6／7

Spec No.

ＴＡ４－００２０６Ｄ △1

SPECIFICATIONS§６．外形寸法

DLS-5026B

TOYO SOKKI

TOTAL
CH-A

FUNC

2000.01000.0 1000.0 CH-B

AZ A B H 1 2 3 4 5 6 7 8 SET POINT
AZ-A AZ-B AZ.R-A AZ.R-B
ESC

CH-A

CH-B

A-out
IV

1+ - + - SHL + - + - SHL
EXC SIG

EXC SIG

CN2 RS-232C
CN1 I/O

1011

S/N+ - + - + - SHL

17

CH-A CH-B Total

S.OUT

E

POWER
AC85-264V
LN

18 19

§７．機能ブロック図

東洋測器株式会社

Page

7／7

Spec No.

ＴＡ４－００２０６Ｄ △1