D01349910J

Z

ER-LXRC1000
Remote Control Unit
Instructions for Use

Contents
1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS. . . . . . . . . . . . . . . .  3
2. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2-1. Disclaimers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
2-2. Included accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
3. Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
4. Names and functions of parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
4-1. Top. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
4-2. Back. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
4-3. Turning the power on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
4-4. Putting the system into standby. . . . . . . . . . . . . . . .  7
5. Basic operation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
5-1. Status changes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
5-1-1. Explanation of status change diagram entry .  8
5-1-2. Status change diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
5-2. Home Screen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
5-3. Trigger settings display. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5-4. Recording media information . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5-5. Panel locking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5-6. Changing settings from the Home Screen. . . . . 12
5-7. Recording and playing data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5-8. Synchronization function. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5-8-1. Synchronized recording settings. . . . . . . . . . . 13
5-8-2. Synchronized playback settings. . . . . . . . . . . . 13
5-8-3. VR-24 sync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6. Recording. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6-1. Order of procedures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6-2. Setting recording conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6-3. Setting recording destination. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6-4. Calibration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6-4-1. Equivalent input calibration . . . . . . . . . . . . . . . 14
6-4-2. TEDS calibration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6-4-3. Zero balancing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6-5. Auto Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6-6. Setting triggers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6-6-1. Trigger recording. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Recording starting conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Pre-trigger (PRE TRG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Recording stopping conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Post-trigger (POST TRG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Number of repetitions (REPETITIONS). . . . . . . . . . . 17
6-6-2. Interval recording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6-7. Starting recording. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6-7-1. Event mark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6-8. Stopping recording. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6-9. Recording format. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6-9-1. Media folder structures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Folder structure example. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2

7. Playback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7-1. Playing back from file lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7-2. Searching by ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7-3. Searching by COUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
7-4. Searching by event mark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
7-5. Searching by time. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
8. Settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
8-1. Basic operation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
8-1-1. Selecting values from setting options. . . . . . 23
8-1-2. Inputting numbers as setting values. . . . . . . 23
8-1-3. Inputting characters as setting values. . . . . . 24
8-1-4. Opening submenu screens. . . . . . . . . . . . . . . . 24
8-1-5. Opening higher-level Menu Screen pages. 24
8-2. Menu structure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
8-2-1. SYSTEM menu structure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
8-2-2. FILE menu structure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
8-2-3. TRIGGER menu structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
8-2-4. MISC menu structure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
8-3. SYSTEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
8-3-1. TEDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
8-3-2. MODULE SETTINGS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
8-3-3. PULSE SETTINGS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
8-3-4. GPS SETTINGS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
8-3-5. SYNC SETTINGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
8-4. FILE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
8-4-1. RECORDING FILE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
8-4-2. OPEN FILE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
8-4-3. DELETE FILE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
8-4-4. FORMAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
8-5. TRIGGER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
8-6. MISC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
8-6-1. PARAMETER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
8-6-2. SET TIME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
8-6-3. LCD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
8-6-4. BEEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
8-6-5. VERSION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
9. Specifications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
10. Warranty explanation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
11. Reference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

TEAC and TAFFmat are trademarks of TEAC CORPORATION,
registered in the U.S. and other countries.
Other company names, product names and logos are
the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Model for USA

Model for Europe

Supplier’s Declaration of Conformity
Model number: ER-LXRC1000
Trade name: TEAC
Responsible party: TEAC AMERICA,INC.
Address: 10410 Pioneer Blvd. Unit #1, Santa Fe Springs,
California 90670, U.S.A.
Telephone number: 1-323-726-0303
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:(1) this device may not cause harmful interference, and(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation.

DECLARATION OF CONFORMITYThis product complies with the European
Directives request, and the other Commission
Regulations.

Information
This equipment has been tested and found to comply
with the limits for a Class A digital device, pursuant
to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmfulinterference when the equipment is operated in acommercial environment. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio
communications. Operation of this equipment in a
residential area is likely to cause harmful interferencein which case the user will be required to correct theinterference at his own expense.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Dieses Produkt entspricht den Anforderungen europäischer Richtlinien sowie anderen Verordnungender Kommission.

CAUTION
Changes or modifications not expressly approved by
the party responsible for compliance could void theuser’s authority to operate the equipment.

Model for Canada
Innovation, Science and Economic Development
Canada’s Compliance Statement:This Class A digital apparatus complies with Canadian
ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme àla norme NMB-003 du Canada.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Este producto cumple con las exigencias de las directivas europeas y con los reglamentos de la Comisión
Europea.
DÉCLARATION DE CONFORMITÉCe produit est conforme aux directives européennes
et aux autres réglementations de la Commission
européenne.

Model for UK
This product complies with the applicable UK
regulations.
WARNING
This is a Class A product. In a domestic environment,
this product may cause radio interference in whichcase the user may be required to take adequate
measures.
ATENCIÓN
Este es un producto de clase A. En un entorno no
profesional, este aparato puede producir interferencias de radio, en cuyo caso el usuario será el
responsable de tomar las medidas necesarias parasolucionarlo.
AVERTISSEMENT
Il s’agit d’un produit de Classe A. Dans un environnement domestique, cet appareil peut provoquer desinterférences radio, dans ce cas l’utilisateur peut êtreamené à prendre des mesures appropriées.
Warnung
Dies ist eine Einrichtung, welche die Funk-Entstörung
nach Klasse A besitzt. Diese Einrichtung kann im
Wohnbereich Funkstörungen versursachen; indiesem Fall kann vom Betrieber verlang werden,
angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür
aufzukommen.

3

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONSFor European Customers
Disposal of electrical and electronic equipmenta) All electrical/electronic equipment should be disposed of separately from the municipal waste stream via collection facilities designated by the government or local authorities.
b) By disposing of electrical/electronic equipment correctly, you will help save valuable resources and prevent any
potential negative effects on human health and the environment.
c) Improper disposal of waste electrical/electronic equipment can have serious effects on the environment andhuman health because of the presence of hazardous substances in the equipment.
d)The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) symbols, which show wheeled bins that have beencrossed out, indicate that electrical/electronic equipment must be collected and disposed of separately fromhousehold waste.
e)Return and collection systems are available to end users. For more detailed information about the disposal of oldelectrical/electronic equipment and waste batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal
service or the shop where you purchased the equipment.

2. Introduction
Thank you for purchasing this remote control unit for
the LX-1000.
Please read the Instructions for Use for this product andthe main unit before using this product to maximize its
performance and ensure safe and proper operation.

2-2. Included accessories
If anything is missing or damaged, contact us. (For contact information, see the last page.)
For a list of included accessories, see “9. Specifications”
on page 40.

2-1. Disclaimers

Information is given about products in this manual
only for the purpose of example and does not indicate
any guarantees against infringements of third-party
intellectual property rights and other rights related
to them. TEAC Corporation will bear no responsibility
for infringements on third-party intellectual property
rights or their occurrence because of the use of theseproducts.

43. Connections

Mic

Use the included cable to connect the DIGITAL CONTROL
input/output connector on the back of the LX-1000 to
the TO LX-1000 control input/output connector on theback of this unit.
To use a microphone, connect the microphone included
with the LX-1000 to the MEMO IN (mic input) jack.
ATTENTION
oo When using the MEMO IN (mic input) jack on this unit,
the MEMO IN (mic input) jack on the LX-1000 cannot
be used.
oo This unit and LXK Navi cannot be used at the same
time.

5

4. Names and functions of parts
4-1. Top

H
G

A

F
E

D

B
C

A Display
This 3.5-inch TFT color display with 320×240 resolution shows various types of information.
NOTE
The display is produced with extremely high-precision
manufacturing technologies. At least 99.99% of the
pixels operate as specified. On rare occasions, a pixel
might misfire or appear as a red or black dot, but thisis not a malfunction.

B Function buttons (F1, F2, F3, F4)
C Transport buttons

6

8 STOP button
Press to stop recording and playback.
0 REC button
Press when the LX-1000 is stopped to make it record ready.
MARK
Press when recording to set an event mark.
oo A maximum of 200 event marks can be added toa single data file.
Play (7FWD) button
Press when the system is stopped or playback readyto start playback.
Press when the unit is record ready to start recording.
9 PAUSE button
Press when the system is stopped or playing backto make it playback ready.

Press when recording to make it record ready.
Search (mREW/,F FWD) buttons
Use to search playback files.
ATTENTION
Press the transport buttons when the Home Screen
is open.

D VALUE dial
Turn when the selection position is shown to moveit. When inputting parameters, you can also use
these to increase or decrease values.
Turn clockwise while pressing the SHIFT button toincrease the speaker volume.
Turn counterclockwise while pressing the SHIFT
button to decrease the speaker volume.

E ENTER button
Press to select or confirm.
F MENU/HOME button
Press to open the Menu Screen or the Home Screen.
LOCK
Press for two seconds to lock the panel controls. Press
for two seconds again to unlock the panel controls.

G CANCEL button
H SHIFT button

4. Names and functions of parts

4-2. BackA

A TO LX-1000 external control input/output
connector
Use the included cable to connect this to the DIGITALCONTROL input/output connector on the back of
the LX-1000.

B MEMO IN (mic input) jackConnect the included mic here to record voice
memos.

BCC STANDBY/ON switch
Press and hold this switch to turn the system on. Press
and hold it again to put the system into standby.
The light shows the status as follows.
Lit blue: Stopped
Blinking blue: Starting up
Unlit: In standby mode

4-3. Turning the power on

4-4. Putting the system into standby

Check the connections between the LX-1000 and
ER-LXRC1000 units, as well as their AC adapter connections. Then, press and hold the STANDBY/ON button oneither of them to turn them on.
The Home Screen will appear on the display.

After confirming that the SD card is not being accessed,press and hold the STANDBY/ON button on either the
LX-1000 or this unit to put them into standby.
ATTENTION
oo If the system is put into standby while data is being
written to the SD card, data recorded on it might
become unreadable.
oo Before moving this unit, stop power supply to the AC
adapter and the DC IN connector on the LX-1000.

7

5. Basic operation
5-1. Status changes
5-1-1. Explanation of status change diagram entry
Entries appear on the status change diagram in the following manner.

Stopped

StatusSetting change

Possible operations[0REC]

Status change (by button or menu)

5-1-2. Status change diagram
The status of the LX-1000 will change in the following manner.
[Turn power on]

StoppedSetting change[9PAUSE][Select playback file][8STOP][0REC][7FWD]

Record ready

Playback readyBar meter display

Searching operation[9PAUSE][7FWD][9PAUSE][/F FWD][.REW]

RecordingPlaying

Recording and bar meter
display

Playback and bar meter display[8STOP][Stop playback][8STOP]

8[7FWD][8STOP]5. Basic operation
oo A maximum of 200 event marks can be added toa single data file.

5-2. Home Screene Data display
This shows recording data when playing, recording
and record ready.
Bar meters or digital values can be shown depending on the DISPLAY DATA setting.
See “8-6. MISC” on page 38 for details about setting the data and number of channels shown.
When all channels are not visible on a single screen,
the channels shown can be changed by pressing
the Disp. Module (F4) button.
Press the Disp. Module (F4) button while pressing
the shift button to reverse the display order.
The number of channels shown can be changed by
selecting a bar meter, pressing the ENTER button andturning the VALUE dial. (The number of channels
shown cannot be changed when digital values areshown.)

a Status icon
Icon
8
p9
p
t
t9

StatusStopped (ready for use)
Record ready
RecordingPlaying backPlayback readyb ID
This shows the ID when playing back or recording.
When playback ready, select the ID and press the
ENTER button to conduct an ID search.
oo IDs are consecutive file numbers inside playback
and recording folders. 999 is the highest numberthat can be shown.
These do not always match the file name suffixes(3 digits).
oo The last recorded ID is shown when in a stopped
state.

c Recording/playback time (COUNT)When recording, this shows the elapsed time sincerecording started.
When playing back or playback ready, this showsthe elapsed time from the beginning of the file.

d Event mark (MARK)When recording, this shows the total number of
event marks set in the data being recorded.
When playback ready, this shows the total numberof event marks set during recording.

fFile name
This shows the name of the file that will be recorded.
During playback and when playback ready, thisshows the name of the playback file.

g Date and time
This shows the current time of the LX-1000.
When playing back and when playback ready, thisshows when the recording was made.
See “8-6-2. SET TIME” on page 39 to set the display format.

h Function buttons
This shows the current assignments of the Function(F1, F2, F3, F4) buttons.
The functions shown change according to the open
screen.

i Folder name
This shows the name of the recording folder.
When playing back and when playback ready, thisshows the name of the playback folder.

NOTE
oo Press the 0 REC button when recording to set
an event mark.
Continued on the next page e

95. Basic operation
j Information
Recording media information
This shows media capacity use and the playback
position (page 11).
Status indicators
SHIFT button pressed
Buttons locked
LXK Navi connected
GPS satellite signal captured
Voice memo on
CAN recording available, CAN data not received(Full)
 AN recording available, CAN data received
C(Full)CAN recording available (Signal recording)Battery charge high*Battery charge low*
Battery voltage low*
Using external power supply**These are shown when a BU-LX1000 battery unit isconnected.
NOTE
Battery charge indications are estimates.
Synchronization status indicators
These show the synchronization mode setting andconnection status.
Master mode, status OK
Master mode, status NG (not good)
Slave 1 mode, status OK
Slave 1 mode, status NG (not good)
Slave 2 mode, status OK
Slave 2 mode, status NG (not good)
Slave 3 mode, status OK
Slave 3 mode, status NG (not good)10

k Settings
This shows setting values.
Item
SERIESSAMPLEAD
REC CHMONITORTRIGGER

Explanation
Sampling series
Sampling frequency
Quantization bit depth
Number of recording channels
Monitoring channel
Trigger setting

Select an item and press the ENTER button to enablechanging that setting value.

LXK Navi connection status
This is shown when LXK Navi is connected to an LX-1000.
This unit and LXK Navi cannot be used at the same time.
To use LXK Navi, turn the LX-1000 off once and disconnect
this device.

5. Basic operation

5-3. Trigger settings display

5-4. Recording media information

Media capacity use andplayback position display

Stop trigger
Start trigger

Media and remaining space (hh:mm)

The start and stop trigger settings are shown by icons.
No trigger
External trigger
Level trigger
Time
Timeout
If the mode is set to trigger and multiple triggers are set,
they are shown in the following order of priority.
Start triggers

Media capacity use and playback position
display
The information shown changes according to the statusof this unit.
When playing back or playback readythe elapsed time from the beginning of the file isshown as a blue bar meter and as a %.
At all other times,
the amount of the current media space used isshown as a green bar meter and as a %.

Priority

Trigger1

Level trigger

Media and remaining space

2

External trigger

3

Timeout

This shows the type of recording media and amount ofavailable recording time (hours: minutes).

Priority

Trigger

5-5. Panel locking

1

Level trigger

2External trigger

3

Time

Stop triggers

Press at least
2 seconds
Press the MENU/HOME button for two seconds to lockthe panel controls.
Press for two seconds again to unlock the panel controls.
NOTE
The
icon appears on the Home Screen in the information display area when the panel controls are locked.

115. Basic operation

5-6. Changing settings from theHome Screen

The settings of the following items can be changed
from the Home Screen.
Sampling series (SERIES) (page 27)
Sampling frequency (SAMPLE) (page 27)
Analog-digital conversion bit depth (AD) (page 27)
Monitor channel (MONITOR) (page 27)

5-7. Recording and playing data
Recording data can be saved on the LX-1000 SD card.
Install AR-LXAO1000 analog output amplifiers into the
LX-1000 as necessary.
Selection position

1 Turn the VALUE dial to change the selected
position.

ATTENTION
Data saved to an LX-1000 SD card can be played back.
Data saved to a computer cannot be played back.

1 Turn the LX-1000 on.
Wait until the Home Screen appears on the display.

2 Set the measurement conditions or load them.

The selected position is outlined in white.

2 Press the ENTER button.

Press the MENU/HOME button to open the Menu
Screen and make necessary settings (page 22).
To load measurement conditions saved on the SD
card, select PARAMETER on the MISC screen. Then,
select LOAD. To save the current setting values,
select SAVE (page 38).
ATTENTION

When a Menu Screen item that can be set is selected,
a page for that item will open.

3 Turn the VALUE knob to select the setting value.

4 Press the ENTER button to confirm.

12

If an input/output amplifier module is changed, themeasurement conditions will be reset.

3 Record or play data.
RecordingPress the 0 REC button to make the system record
ready.
If a start trigger has been set, recording will startwhen a trigger condition is met.
If no start trigger has been set, press the 7 FWD
button to start recording (page 18).
Playback
Press the 7 FWD button to start playback. This will
start playback of the most recently recorded data.
To play another file, press the MENU/HOME button,and select FILE. Then, select OPEN FILE to open the
playback folder selection window and select a filefor playback (page 20).

5. Basic operation

5-8. Synchronization function
For details about master and slave unit connections,refer to “Synchronization function” in the LX-1000
Instructions for Use.
See “8-3-5. SYNC SETTINGS” on page 36 for information about master and slave device settings.

5-8-1. Synchronized recording settings
If you set SAMPLING FREQ., AD BITS and DEVICE (recording destination) for the master unit, they will also be set
for slave units automatically. These settings cannot bechanged on the slave units.
The number of recording channels can be set separately for the master and slave units. An error will occur
if recording is conducted at a transmission rate higher
than the slave units can record.
Confirm that the numbers of recording channels on theslave units are suitable before starting recording.
oo Setting triggers on the slave units is not possible.
oo The following amount of time is necessary to startsynchronized recording from a stopped state.
Sampling frequency
96 kHz – 12 kHz
6 kHz
3 kHz
1.5 kHz

Starting delay
About 2 seconds
About 3 seconds
About 4 seconds
About 5 seconds

oo Level triggers and external triggers become effective
ten seconds after the unit becomes record ready.
oo If recording cannot be continued with the master
unit because, for example, it does not have enoughrecording media capacity, recording will stop at thatmoment.
If recording cannot be continued with a slave unit
because, for example, it does not have enoughrecording media capacity, recording will stop only
for that unit. Other units will continue recording, butpausing will stop recording.

5-8-2. Synchronized playback settings
After selecting files to play on the slave units, select thefile to play on the master unit.
If you select the file to play on the master unit first,
search by ID for the files to play on the slave units.
oo It is not possible to search the slave units using methods other than ID search. Use the master unit forother search methods.

5-8-3. VR-24 sync
Preparation

1 Use a synchronization cable to connect the
SYNC OUT connector of the LX-1000 to theVR-24/WX SYNC connector of the VR-24.
The VR-24 will operate as the slave unit.

2 Turn the VR-24 on.
3 Set the VR-24 Synchronization type to “WXsync”.

4 Turn the LX-1000 on.
5 Use the LX-1000 Sync settings to set “MODE”
to “MASTER” and “SYNC NUMBER” to “2”. Then,
conduct “CHECK CONNECT.”
If there are no connection problems, the“Syncronization status” will be “OK”.

6 Execute “ADJUST TIME” to set the time used by
the VR-24 to that used by the LX-1000.
The error is ±1 second.

13

6. Recording
6-1. Order of procedures
Set recording conditionsc
Set recording destinationc
Calibrationc
Set triggerscMake other settingscStart recordingc
Stop recording

6-2. Setting recording conditions
On the Menu Screen, make settings for the sampling
frequency, analog-digital conversion bit depth, voice
memos and modules (page 27).

6-4. Calibration
Set the value used to convert sensor output to physicalquantities.

6-4-1. Equivalent input calibration
In the physical quantity conversion fields, set the rated
output and rated capacity indicated in the sensor test
report (page 28).

6-4-2. TEDS calibration
TEDS data is not read automatically when the power isturned on or when the TEDS sensor is changed.
TEDS data must be manually updated by pressing theUpdate button (page 27).

6-4-3. Zero balancing
Zero balance can be adjusted for channels with strain
amplifiers that have the amplifier mode set to ST.

1 Press the Zero Bal. (F3) button on the Home
Screen.

6-3. Setting recording destination
Set the file name for recording.
Set the recording destination on the FILE screen(page 37).
oo Select FORMAT on the FILE screen to format the SD
card loaded in the LX-1000.
oo If the ID number exceeds 999, recording will stop.

2 Turn the VALUE dial to change the selection position, and press the ENTER button tochange channel selection for zero balancing.

3 Press the Execute (F3) button to conduct zerobalancing.
oo Press the Initialize (F2) button to cancel the zerobalancing adjustment results.
oo Press the Check All (F4) button to select or deselectall channels.

14

6. Recording

6-5. Auto Range
Amp input ranges can be set automatically by inputting
a temporary signal before recording.

2 Select the channels for auto range execution.
Press the ENTER button or the Check All (F4) button
to change the selection status.

NOTE
The Auto Range function can only be used with
AR-LXPA1000 analog input amps.

1 Open the Auto Range Screen.
When the Home Screen is open, press the SHIFT
button and press the Auto Range (F3) button.

3 Press the Execute (F3) button.
When a confirmation message opens, select “OK”
and press the ENTER button.

On the MODULE SETTINGS Screen, press the Auto
Range (F3) button.

4 Input a signal.
5 Press the STOP (F3) button or the STOP (8)button to stop measurement.

Continued on the next page e15

6. Recording
From the input signal level, suitable ranges will beshown in the RESULT column, and ranges will bechanged.

6-6. Setting triggers
In addition to manually starting and stopping recording,
you can also set the system to start and stop recording
using triggers and intervals. Make these settings on the
TRIGGER screen (page 38).
The trigger recording operations are explained below.
ATTENTION
When using triggers and intervals to start recording
automatically, put the system into a record ready state.
The system will not detect triggers if just in a stopped
state.

6-6-1. Trigger recording
6 Press the BACK (F1) button to return to theHome Screen.

Example of one trigger recording repetition
Pre-trigger

Recording time

Post-trigger

ATTENTION
oo Limitations on synchronization function use
Execution of the auto range function is conductedfrom the master unit.
All AR-LXPA1000 analog input amp channels for master and slave units are subject to auto range. Specificchannels cannot be selected.
oo If there are channels that have been AC coupled,measurement will not start for 10 seconds after
starting the auto range function. Input signals after
10 seconds have elapsed.

Record readystartsRecording start
condition met
oo Level trigger
oo External trigger
oo Timeout

Recordingstops
Recording stop
condition met
oo Level trigger
oo External trigger
oo Recording time

For trigger recording, you can set a combination ofrecording starting conditions (level trigger, external
trigger or timeout) and recording stopping conditions(level trigger, external trigger or recording time).

Recording starting conditions
Level trigger (LEVEL)
Use a level change for the set channel as a trigger.
External trigger (EXTERNAL)
Recording starts when the input through the external
trigger signal input (TRIG IN) connector becomes the Llevel (0.4 V or less).
Timeout (TIMEOUT)
If the conditions set to start recording are not met
within the set time, recording will be forced to start
automatically.

16

6. Recording
Pre-trigger (PRE TRG)

6-6-2. Interval recording

By default, the system saves data from the time between
when a recording starting condition occurs and when arecording stopping condition occurs. When a pre-trigger
interval is set, data is recorded before a recording starting
condition occurs, but only after the system is made record
ready.

Example of one interval recording repetition
Recording time

oo During this interval, audio memos and CAN data will
not be recorded.

Recording stopping conditions
Level trigger (LEVEL)
Use a level change for the set channel as a trigger.
External trigger (EXTERNAL)
Recording stops when the input through the external
trigger signal input (TRIG IN) connector becomes the Hlevel (open or 2 V or more).
Recording time (REC TIME)
Recording continues only for the set amount of time.
Recording will not stop if 0 is specified.

Start time
Recording starts

RecordingstopsWith interval recording, when the Number of repetitions
is set to 1, recording will start at the Start time and stop
after the set Recording time has elapsed.
Example of three interval recording repetitions
Interval time
Interval time
Recording
Recording
Recording
time
time
time

Post-trigger (POST TRG)
Even after recording stop conditions are met, recording
will continue for the set amount of time.
oo When recording is stopped manually, however, posttrigger recording will not occur.

Number of repetitions (REPETITIONS)

Start time
RecordingstartsRecordingstartsRecord ready

RecordingstartsRecord ready

Recordingstops

Set the number of repetitions.
If the number of repetitions is 2 or more, the system
will become record ready after recording stops the firsttime. When the recording starting condition is realized,
recording will start again. This will repeat for the numberof repetitions. Then, recording will stop.
When set to 0, recording and pausing will repeat until
the recording media is full, the file name suffix would
exceed three digits or recording is stopped manually.

If the number of repetitions is set to 2 or more, recording will start at the Start time and stop after the set
Recording time has elapsed. After the Interval time has
elapsed, recording will start again, repeating for the set
Number of repetitions. Then, recording will stop.
If the number of repetitions is set to 0, interval recording
will repeat until the recording media is full, or recording
is stopped manually.

oo When set to 0, if recording is repeated until the recording
media becomes full, the recorded data for the last recording might not be as long as the recording time setting.

Start time (START TIME)
Recording starts at the set time.

ATTENTION
Triggers cannot be monitored for about two seconds
after becoming record ready, or after recording starting or
stopping conditions occur (about 10 seconds with synchronized recording).
During this time, nothing will happen even if trigger
conditions occur.

ATTENTION
If the set time has already passed when the system ismade record ready, recording will not start.
The system might take some time to become record
ready if, for example, there are already many recorded
files. Considering this, set the start time with sufficientspare time.
Continued on the next page e17

6. Recording
Recording time (REC TIME)
Recording continues for the set amount of time.
Recording will not stop if 0 is specified.
Interval time (INTERVAL)
If the Number of repetitions is set to 2 or more recordings, this is the amount of time that the system stays ina record ready state from the time one recording ends
until the next recording starts.
ATTENTION
oo Set the Interval time to at least 6 seconds.
oo Even if the system has manually been put in a record
ready state during the recording time, the next
recording will start after the originally set recording
time and interval time have elapsed.
Number of repetitions (REPETITIONS)
Set the number of repetitions. When set to 0, interval
recording will repeat until the recording media is full orrecording is stopped manually.
oo When set to 0, if recording is repeated until therecording media becomes full, the recorded data forthe last recording might not be as long as the recording time setting.

6-7. Starting recording
Press the 0 REC button to make the system record ready.
If a start trigger has been set, recording will start when atrigger condition is met.
If no start trigger has been set, press the 7 FWD button
to start recording.

6-7-1. Event markThe 0 REC button can be pressed when recording to set
an event mark.
oo A maximum of 200 event marks can be added to asingle data file.

6-8. Stopping recording
If a stop trigger has been set, recording will stop when atrigger condition is met.
If no stop trigger has been set, press the 8 STOP button
to stop recording.

18

6. Recording

6-9. Recording format
The format used for recording data is TAFFmat.
See the LX-1000 Instructions for Use for details about the TAFFmat format.

6-9-1. Media folder structures
Folder type
Master folder
Project folders

Recording folders

Recording data

Name

Details
This is created in the root folder.
LXDAT
Data is managed inside it.
The name is fixed.
Characters as set
These are created in the master folder.
(Example: LX1000-DIR1) Their names can be set as desired.
These are created in project folders.
Characters as set
Their names can be set as desired.
(Example: LX1000_)Each time recording starts, a recording folder is created with a3-digit suffix added automatically.
Same as recording folder When a recording is divided at 4 GB, a - (hyphen) followed by athree-digit suffix will be added to the name.

Folder structure example
roots Root folder
LXDAT
s Master folder
LX1000-DIR1
s Project folder
LX1000_001
s Recording folder
LX1000_001.HDXs Index file
LX1000_001.DAT
LX1000_001.HDR
LX1000_001.GPS
LX1000_001.WAV
Recording data
LX1000_001.CAN
LX1000_001.CNX
LX1000_001-002.DAT
LX1000_001-002.HDR
LX1000_001-002.WAV
Divided data
LX1000_001-003.DAT
LX1000_001-003.HDR
LX1000_001-003.WAV
LX1000_002
s Recording folder
LX1000_002.HDX
s Index file
LX1000_002.DAT
LX1000_002.HDR
LX1000_002.GPS
Recording data
LX1000_002.WAV
LX1000_002.CAN
LX1000_002.CNX...
LX1000-DIR2
s Project folder...

19

7. Playback
Install AR-LXAO1000 analog output amplifiers into the
LX-1000 as necessary.
ATTENTION
Data saved to an LX-1000 SD card can be played back.
Data saved to a computer cannot be played back.
NOTE
Operation will change as follows depending on the
AFTER SEARCH setting (page 38).
oo When playing from a file list, the operation afterpressing the ENTER button
oo When using a search function (ID, COUNT, event
mark, time), the operation after searching
The following explanations are for when AFTER SEARCH
is set to PLAY.
If AFTER SEARCH is set to PAUSE, substitute this function.

7-1. Playing back from file lists
1 Press the MENU/HOME button, and select FILE,
then OPEN FILE to open the playback folder
selection window.

Playback will start and playback data will be shownon the Home Screen.
During playback, the following buttons are enabled.
.: Skip to previous recorded data/: Skip to next recorded data
NOTE
To play the most recently recorded data, press the
7 FWD button when the Home Screen is open
without selecting a file.

3 Press the 8 STOP button to stop playback.

7-2. Searching by ID
When the unit is playback ready, select ID on the Home
Screen and set the ID to search for. Then, press the
ENTER button to search for the set ID position and start
playback.

2 Select a folder, select the playback file, andpress the ENTER button to start playback.

20

7. Playback

7-3. Searching by COUNT

7-5. Searching by time

When the unit is playback ready, select the playback
time (COUNT) on the Home Screen and set the playback time to search for. Then, press the ENTER button tostart playback from the specified playback time position.

When the unit is playback ready, select the time display
on the Home Screen and set the time to search for.
Then, press the ENTER button to start playback from thespecified time.

oo Use the F3 and F4 buttons to switch between thehours, minutes and seconds.

oo Use the F3 and F4 buttons to switch between theyear, month, day, hour, minute and second.

7-4. Searching by event markWhen the unit is playback ready, select the event mark
(MARK) on the Home Screen and set the mark to searchfor. Then, press the ENTER button to start playback fromthe specified mark position.

21

8. Settings
Settings can be changed on the Menu Screen. Settings
that are used frequently can also be changed on the
Home Screen.

The following screen shows an example of a selection from the setting value options. See “8-2-1.
SYSTEM menu structure” on page 25 for operation procedures.

8-1. Basic operation
Follow these procedures to change settings using the
Menu Screen.

1 Press the MENU/HOME button to open the
Menu Screen.

The title of the open menu page is underlined.
Menu page title

oo See “8-2-1. SYSTEM menu structure” on page 25
for how to input characters for setting values.

Selection position

oo When special operations are required for a setting,they are explained together with its setting values.
When a setting item with a t to its right is selected,
a submenu will open. See “8-2-1. SYSTEM menu
structure” on page 25.

4 When you are done changing settings, press
the MENU/HOME button to return to the Home
Screen.
Press the MENU/HOME button to cycle through the
Menu Screen pages in the following order.
SYSTEMFILE

TRIGGERMISC

2 Turn the VALUE dial to change the selected
position.

3 Press the ENTER button.

If you select an item that has its current value
shown to its right, a list of values opens and you
can change the selected item’s setting.

22

oo When a submenu screen is open, press the MENU/HOME button to return to the Menu Screen page
above it.
You can also press the CANCEL button to returnto the Menu Screen page above it.

8. Settings

8-1-1. Selecting values from setting
options

8-1-2. Inputting numbers as setting
values

A value for a setting such as the sampling frequency canbe selected by pressing the ENTER button to open a listof options to the right of the setting value.
The current setting value is shown to the right of thesetting item.

To input numbers as the value for a setting such as the
COEFFICIENT, press the ENTER button to open the number input screen.
The currently set number is shown near the top of thisscreen.

Current setting valueTurn VALUE dial
to move

Selection
position

1 Turn the VALUE dial to select the desired value.

1 Turn the VALUE dial to select the position forTurn it clockwise to move down the list.
Turn it counterclockwise to move up the list.

character input, and press the ENTER button.

eoo The options can be scrolled if they cannot all beshown on screen at the same time.

2 Press the ENTER button to confirm the setting
value.

oo Press the F2 (CANCEL) button to cancel changing
the input characters.
oo Press the F4 (Backspace) button to delete therightmost character.
oo On this screen, only numbers can be input.

2 Repeat 1 to input all the characters. Whendone, press the F1 (OK) button to return to the
Menu Screen.
The selection screen will close.
oo Press the CANCEL button to cancel changing asetting.

oo The F1, F2 and F4 buttons correspond to the OK,
CANCEL and Backspace commands.
The selection cannot be moved to these items.

23

8. Settings

8-1-3. Inputting characters as setting
valuesTo input characters for a setting value, such as for the
CHANNEL NAME, press the ENTER button to open thecharacter input screen.
The currently set characters are shown in the window
near the top of this screen.

8-1-4. Opening submenu screens
The menu screen has a multilevel structure. When asetting item with a t to its right is selected and the
ENTER button is pressed, a submenu will open. The
structure of the menus is shown in “8-2. Menu structure”
on page 25.

Submenu indicator

1 Turn the VALUE dial to select the position forcharacter input, and press the ENTER button.

eoo Press the F2 (CANCEL) button to cancel changing
the input characters.
oo Press the F3 (a/A) button to input a lowercase
letter (only when it is possible to input lowercase
letters).
oo Press the F4 (Backspace) button to delete therightmost character.

2 Repeat 1 to input all the characters. Whendone, press the F1 (OK) button to return to the
Menu Screen.
oo The F1–F4 buttons correspond to the OK, CANCEL,
a/A and Backspace commands.
The selection cannot be moved to these items.

24

8-1-5. Opening higher-level Menu Screen
pages
oo When a submenu screen is open, press the MENU/HOME button to return to the Menu Screen page
above it.
You can also press the CANCEL button to returnto the Menu Screen page above it.

8. Settings

8-2. Menu structure
Settings
SYSTEMFILE
TRIGGER
MISC

8-2-1. SYSTEM menu structure
SYSTEMSAMPLING SERIESSAMPLING FREQ.
SAMPLING BANDW.
DECIMATION FILTERAD BITSMONITOR CHANNELMONITOR RANGESPEAKER OUTPUT
SPEAKER LEVELVOICE MEMO
TEDS
UpdateMODULE SETTINGSPA Amp settings
INPUT V RANGECOUPLING
IEPE CURRENTWEIGHTING
HPF
CHANNEL NAMEUNIT
COEFFICIENTOFFSETTEDS INFO.
Set All
ST Amp settings
MODE
INPUT RANGEBRIDGE V
LPF
CHANNEL NAMEUNIT
COEFFICIENTOFFSET
Set All
CAN MODULE settings
BAUD RATESAMPLING POINT
SJWRECORDING MODECAN FD
LISTEN ONLYTERMINATOR
THINNING OUT
MAX REC. RATEID FILTER

SIGNALS
AO Amp settings
OUTPUT V RANGE
SELECT OUTPUT CH.
CHANNEL NAME
Set All
PULSE SETTINGS
MODE
EDGE
THRESHOLD
DIV. RATIO
MOVING AVG. NUM.
RANGE
PPR
GPS SETTINGSUSEBAUD RATEDATA RECORDTIME ZONETIME DIF.
ADJUST TIMEGPS INFORMATIONSYNC SETTINGSMODE
SYNC NUMBERCHECK CONNECT.
ADJUST TIME

8-2-2. FILE menu structure
FILE
RECORDING FILE
DEVICEFOLDERFILE
COMMENTOPEN FILE
File info.
DELETE FILE
FORMATQUICK FORMATERASE FORMAT
SD card status25

8. Settings

8-2-3. TRIGGER menu structure

8-2-4. MISC menu structure

TRIGGERMODE
NONE
TRIGGERSTART CONDITION
LEVEL
LEVEL
LOGIC
EDGE
COUNT
EXTERNAL
TIMEOUTPRE TRG
STOP CONDITION
LEVEL
LEVEL
LOGIC
EDGE
COUNT
EXTERNAL
REC TIME
POST TRGREPETITIONSINTERVALSTART TIMEREC TIME
INTERVALREPETITIONSMISCDISPLAY DATADISPLAY CH
PARAMETERLOADSAVEINITIALIZENOTATIONLANGUAGE (言語)SET TIMELCD
BACKLIGHT OFF
BRIGHTNESSBEEP
BUTTONWARNINGOVER MAXAFTER SEARCH
VERSION26

8. Settings

8-3. SYSTEMATTENTION
The maximum file size of voice memo data is 4 GB.
Voice memo data in excess of 4 GB will not berecorded, but normal recording will not be interrupted.
(For voice memo data to exceed 4 GB, it would takeabout 6 days.)
MONITOR CHANNEL
The signals of monitored channels are output from
the MONITOR OUT connector.
MONITOR RANGE
Set the monitoring output range.
SPEAKER OUTPUT
Select the signal output from the speaker.

SAMPLING SERIES
Set the sampling frequency series.

SPEAKER LEVEL
Set the speaker volume.

SAMPLING FREQ.*
Set the sampling frequency.

*Select which is shown with the NOTATION setting (see“8-6. MISC” on page 38).

SAMPLING BANDW.*
Set the sampling frequency bandwidth.

8-3-1. TEDSATTENTION
The number of recording channels is limited according to the sampling frequency. See the “Number ofchannels that can be recorded simultaneously” in theSpecifications of the LX-1000 Instructions for Use.

Selection position

DECIMATION FILTER
When using a low-speed sampling frequency series,
set whether or not to use a decimation filter to prevent
aliasing.
ON: Use.
OFF: Do not use. Aliasing will occur, but delay will not.
AD BITS
Set the analog-digital resolution (quantization bit depth).

Selection mark

VOICE MEMO
Set voice memo recording.
OFF: Not recorded
ON: Recorded
ooVoice memos are not recorded during the pre-This shows TEDS data for connected sensors.
On this screen, TEDS data from selected channels canbe manually loaded at once.

trigger interval.
ooWhen playing data recorded using the pre-trigger

1 Turn the VALUE dial to change the selection,function, the beginning of the voice memo will
be lined up with the recording data, so the voice
memo and recorded data playback positions will
be shifted by the amount of pre-trigger data.

oo On the MODULE SETTINGS page (page 28), TEDS
data can be manually loaded for individual channels.
and press the ENTER button to change channel
selection.
Channels shown with white squares are selected.

Continued on the next page e27

8. Settings

2 Press the Update (F3) button to manually load
the TEDS data for the selected channel.

3 Press the OK (F1) button to set TEDS data as
the physical quantity conversion values.
Press the CANCEL button (F2) instead to cancel thesetting change.

4 Select the channel to set first and press the
ENTER button to open the settings screen.
Refer to the following explanations for each of the
input/output module settings.

8-3-2-1. PA Amp settings

8-3-2. MODULE SETTINGS
1 Turn the VALUE dial to select MODULE
SETTINGS, and press the ENTER button to open
the MODULE SETTINGS screen.

2 Use the VALUE dial and the ON/OFF (F2) button
to put check marks next to the modules to use
for measurement.
The data for modules that do not have check marks
will not be measured.

INPUT V RANGE
Select a range that covers the input signal changes.
COUPLING
The options are DC and AC.
DC: Use when recording signals that include direct
currents
AC: Use when recording signals of 1 Hz or more
oo When using an IEPE sensor current, set Coupling
to AC.
IEPE CURRENT
Set the IEPE sensor current.

3 Select the module to set first and press the
ENTER button to open the settings screen.

WEIGHTING
Select the weighting filter.
oo When using HPF, set WEIGHTING to FLAT.
HPF
Set the high pass filter.
CHANNEL NAME
Set the input channel signal name.
UNIT
This is the unit after physical quantity conversion. Thiscan be set to the desired characters.
COEFFICIENT
Set the parameters used to convert signals to physical quantities.

28

8. Settings
OFFSETSet for the unit after physical quantity conversion.
NOTE
Physical value = Input voltage × Coefficient + Offset
TEDS INFO.
This shows TEDS data for connected sensors.
oo Physical quantity conversion values can also be set
by loading TEDS data from connected sensors.
Set All
Set the input voltage range, coupling, IEPE current,
weighting, and HPF for every PA amp.
oo When a setting for one of the above items is
selected, press the ENTER button while pressing
the SHIFT button to set all PA amplifiers to the samevalue for that item only.

COEFFICIENT
Set the parameters used to convert signals to physicalquantities.
OFFSETSet for the unit after physical quantity conversion.
Set All
This sets the mode, input range, bridge voltage and
LPF settings for all the ST amplifiers.
When a setting for one of the above items is selected,press the ENTER button while pressing the SHIFT button
to set all ST amplifiers to the same value for that item
only.

8-3-2-3. CAN MODULE settings

8-3-2-2. ST Amp settings

ON/OFFPut a check next to a CAN port to use it for measurements.
ATTENTION
MODE
ST: Function as a strain amplifier.
DC: Function as a DC amplifier.
INPUT RANGE
Select a range that covers the input signal changes.

If “CAN signal recording channels are not consecutive.” appears, confirm that “Conditions for when signal
recording is selected” on page 31 have been met.
NOTE
Regardless of other settings, terminators will be OFF forports that do not have checks.

BRIDGE V
Set the bridge voltage.
ooThis appears only when the mode is ST.
LPF
Set the low pass filter.
CHANNEL NAME
Set the input channel signal name.
UNIT
This is the unit after physical quantity conversion. Thiscan be set to the desired characters.
Continued on the next page e29

8. Settings
BAUD RATE
Set the transmission speed.
SAMPLING POINT
Set the sampling timing.
SJW
Set the resynchronization jump width.
RECORDING MODE
Full
SignalNOTE
When “RECORDING MODE” is set to “Signal”, “ID FILTER”,“THINNING OUT” and “MAX REC. RATE” setting items will
not be shown.
CAN FD
ON: Record CAN and CAN FD.
OFF: Record CAN only. Do not record CAN FD.
LISTEN ONLY
OFF: Return ACK when data frame received.
ON: Do not return ACK when data frame received.
TERMINATOR
Set the terminator to ON/OFF for the CAN bus built
into the CAN module.
THINNING OUTLimit to 1 received data frame during the set time
window for each ID.
MAX REC. RATE
Set the maximum recording rate for each CAN port
separately.
Data that exceeds the set rate will be discarded.
Set to 100% for no maximum limit.

rate and the maximum recording rate.
oo Automatic setting is a function that deducts theanalog recording rate from the settable recording
rate and divides the remainder evenly among all
ports.
ID FILTER
Receive only specified ID data frames.
Up to 32 IDs can be added for each port.
SIGNALS
Make settings related to monitor signals.
Set All
This will apply the same baud rate, sampling point,
SJW, CAN FD, listen only and thinning out settings to
all ports. This does not affect terminator, ID filter andmaximum recording rate settings.
8-3-2-3-1. Recording mode
RECORDING
MODE
Recordedcontent

Saved data

Full

SignalAll CAN data isrecorded without specifying
CAN signals.
Saved in files
with “CAN”
extension
Not possible

Only necessary CAN
data is recorded by
specifying CAN
signals in advance.
Saved in files with
“DAT” extension

AnalogPossiblemonitoring
Monitoring dur- Not possible
Possibleing playback
CAN indicator
Green (whenBlue (always)
receiving data)
Recording ports All ports ofPort 1 of CAN
CAN module
moduleRecording signal 32 signals
4 signals maximum
setting quantity maximum(per port)
Setting items
ID FILTER,
SIGNALS
THINNING OUT,
MAX REC. RATE,SIGNALS
ATTENTION

oo The analog recording rate is determined by the
sampling frequency, channel count and AD bits.
The CAN recording rate is determined by the baud

30

If “CAN signal recording channels are not in consecutive
order.” appears, confirm that the following conditions forwhen signal recording is selected have been met.

8. Settings
Conditions for when signal recording is selected
oo Enable all amplifier modules in the slots numbered
lower than the CAN modules that are set for signal
recording.
oo To use “Recording mode” set to “Signal” recording, use
CAN modules that are installed in consecutive order
after the analog channels.
ExampleAnalog amplifier modules e CAN modules (signal
recording) e CAN modules (full recording)
CAN modules cannot be set for signal recording if
they are installed after CAN modules that are set for
full recording.
NOTE
oo Signal recording will record up to 4 signals that havebeen set in the same way as other analog channels.
Signals that have not been set will not be recorded.

2 To use an extended ID, press the Std./Ext. (F3)button.

3 Use hexadecimal to input the ID.
4 Press the OK (F1) button.

oo Signal recording is conducted in the same manner aswith analog channels, so level triggers, analog outputs and monitor outputs can be used.
oo Even if Port 1 on a CAN module is set to signal recording, Port 2 can be used for full recording. By splitting
the CAN bus and using Ports 1 and 2 as inputs, Port 1
can be used for signal recording of 4 signals, while
Port 2 is used for full recording as a backup.
8-3-2-3-2. Adding ID filters

1 Press the Add (F1) button.

NOTE
To change an ID filter that has already been added,
select it and press the ENTER button.
8-3-2-3-3. Deleting ID filters
Press the Delete all (F3) button to delete all.
To delete one filter, turn the VALUE dial to select it, andpress the Delete (F2) button.

This opens a character input screen.

31

8. Settings
8-3-2-3-4. Adding signals from CANdb files

1 Press the Load CANdb (F1) button.

4 After putting checks next to all the signals to
A list of CANdb files on the SD card will be shown.

load, press the Add (F1) button to add them.
To return to the Signal Screen without adding any
signals, press the CANCEL button.
NOTE
Signals that have been added already will appear
gray and cannot be added a second time.

NOTE
Using a computer, create a “CANdb” folder at theroot level of the SD card and save the CANdb files(dbc extension) in it in advance.
Example when the SD card is the D drive
D:\CANdb

2 Select the file to load, and press the ENTER
button.

3 Select a signal to load, and press the Select(F2) button to put a check in its box.

32

8. Settings
8-3-2-3-5. Adding signals manually

NOTE

1 Press the Set manually (F2) button.

oo Use hexadecimal to input the ID and decimal to input
the starting bit and bit length.
oo For different bit arrangements due to the byte order,
see “CAN signal start bit explanation” on page 41.
8-3-2-3-6. Deleting signals that have been added
Press the Delete all (F4) button to delete all.
To delete one signal, turn the VALUE dial to select it,
and press the Delete (F3) button.

2 Set the value of each item, and press the Add(F1) button.

3 Repeat steps 1 and 2 as necessary to add
signals.
To return to the Signal Screen without adding any
signals, press the CANCEL button.

33

8. Settings
8-3-2-3-7. Editing signals that have been added

8-3-2-4. AO Amp settings

1 Select the signal to be edited, and press the
ENTER button.

The signal details will be shown.

OUTPUT V RANGEThis sets the voltage output when the input of theselected channel is 100% of the input range.
SELECT OUTPUT CH.
Measured values of the specified channel are converted from digital to analog and output.
CHANNEL NAME
Set the output channel signal name.
Set All
Set the output voltage range and output channel
selections for every AO amp.

2 To change the settings of an item, select it andpress the ENTER button.

3 After changing the necessary settings, press
the Back (F1) button to end editing.

34

oo When a setting for one of the above items is
selected, press the ENTER button while pressing theSHIFT button to set all AO amplifiers to the samevalue for that item only.

8. Settings

8-3-3. PULSE SETTINGS
Set the pulse input (PULSE IN) on the front panel.
The setting procedure is the same as for module
settings.

1 Use the VALUE dial and the ON/OFF (F2) button
to put check marks next to the modules to use
for measurement.

EDGE
This sets the timing for counting pulses.
THRESHOLD
This sets the voltage level for counting.
DIV. RATIOThis sets the division ratio when dividing before
counting pulses. Set to 1 to not divide.
MOVING AVG. NUM.
This sets the number of data to use for the moving
average. Set to 1 to not use a moving average.
RANGE
Select the measurement range.
ooThe units shown depend on the mode selected.
PPR
This is shown when the mode is set to RPM.
Set the number of pulses per revolution.

2 Select the module to set first and press the
ENTER button to open the settings screen.

MODE
Select the pulse mode.
GATE
The pulse count is recorded during the gate time.
TOTAL
The total pulse count is recorded from the record
ready state.
PERIOD
The pulse period is recorded.
FREQUENCY
The pulse frequency is recorded.
RPM
The number of revolutions per minute is recorded.

35

8. Settings

8-3-4. GPS SETTINGS

8-3-5. SYNC SETTINGS

Set when using an optional GPS receiver.

Sync status

USE
Select ON to use the GPS.

MODE
This sets the synchronized operation mode of the unit.

BAUD RATE
Set the transmission speed between the LX-1000 and
the GPS. Set this to 38400 usually.

SYNC NUMBER*
This sets the number of units operating withsynchronization.

DATA RECORD
When ON, GPS location information will be recorded
in recording data.

CHECK CONNECT.*Use to check connections between master and slave
units.

TIME ZONE
Set the time zone for showing the time.
To set a time zone other than Japan or UTC, select
USER.

ADJUST TIME*
This sets the time used by slave units to that used by
the master unit.

TIME DIF.
When TIME ZONE is set to USER, set the time difference from UTC.

*This is shown when the MODE is set to MASTER.

ADJUST TIME
Use to set the LX-1000 clock to the GPS time data.
oo To set the time without using GPS, input it using
the SET TIME item on the MISC screen (page 39).
GPS INFORMATION
If the STATUS is “NG”, a GPS unit is not connected orno signal is being received from a satellite.
If the STATUS is “OK”, the GPS data being received will
be shown.
oo The 8 icons show the number of satellites being
received.

36

NOTE
For information about synchronized operation, see “5-8.
Synchronization function” on page 13.

MODE settings
Assign the number of units that will be synchronized,
starting with the master, followed by the slave units inorder from number 1.
For example, when synchronizing three units, set one as
Master and the other two as Slave 1 and Slave 2.
Synchronized operation is not possible if a unit is set as
Slave 2 but no unit is set as Slave 1 or if two units areboth set as Slave 1.

8. Settings

8-4. FILE
SD card status

FILE
Set the beginning of the names given to recorded data
files.
COMMENT
Input a comment for recorded data.

8-4-2. OPEN FILE

SD card status
If an SD card is loaded in the LX-1000, its capacity andopen space are shown.
“NO MEDIA” will be shown if no SD card is loaded.
FOLDER
This shows the folder name setting value.

After selecting a folder, select a file to start playing it.
See “7. Playback” on page 20 for details.

FILE
This shows the file name setting value.

8-4-3. DELETE FILE

8-4-1. RECORDING FILE

The most recently recorded file (only) can be deleted.
Deletion is not possible after the media has beenchanged or the unit turned off.

8-4-4. FORMATThis formats the SD card in the LX-1000.

DEVICE
When operated by remote control, only the SD card
can be selected.
FOLDER
Use these to set the name of the folder where recorded
data is saved.
Input characters for the folder name as desired.

Usually, QUICK FORMAT should be selected.
Using ERASE FORMAT could improve writing performancethat has decreased due to repeated use.

37

8. Settings

8-5. TRIGGER
When the mode is Trigger or Interval, setting items forthe mode are shown.
See “6-6. Setting triggers” on page 16 for details about
Trigger settings.

ooSee “Sampling frequencies and bandwidths” in theSpecifications of the LX-1000 Instructions for Use for
information about the relationship between sampling frequencies and bandwidths.
ooRegardless of this setting, the sampling frequency
will be written to the header files of recording data.
LANGUAGE (言語)
Select the display language.
日本語: Japanese wil be used.
ENGLISH: English will be used.
AFTER SEARCH
Select whether playback starts or pauses after using asearch function (ID, COUNT, event mark, time) as wellas when playing files from a file list.

8-6. MISC

NOTE
During synchronized playback, the unit will pause
regardless of this setting.

8-6-1. PARAMETER
oo Parameters can be loaded from and saved to SD cards.
DISPLAY DATAThis sets the unit and display format for the data
shown.
Bar meters will be shown if % or dB is selected. Digitalvalues will be shown if Digit is selected.
CAN data can only be shown if Digit is selected.
DISPLAY CH
This sets the number of channels shown on one
screen when bar meters are shown.
NOTATION
Select what is shown for sampling.
FREQ.: The frequency is shown.
BANDW.: The bandwidth is shown.

38

LOAD
Load the parameters saved on the SD card.
The 5 most recent parameter files will be shown.

8. Settings
SAVE
Save the parameters to the SD card.
NOTE
To overwrite an existing file, select the file and press the
ENTER button. This saves the settings and returns to the
PARAMETER screen.
INITIALIZE
Initialize the parameter settings.

8-6-2. SET TIMEBACKLIGHT OFF
Set the time until the backlight turns off automatically if no buttons are used.
NEVER: The backlight will always stay lit.
1min: The backlight will turn off after 1 minutewithout operation.
5min: The backlight will turn off after 5 minutes
without operation.
30min: The backlight will turn off after 30 minutes
without operation.
BRIGHTNESS
Adjust the display brightness.
Use the F3 and F4 buttons to adjust the brightness.

8-6-4. BEEP

Set the date and time of the LX-1000 clock.
oo Use the F2–F4 function buttons to change the dateformat.

8-6-3. LCD

BUTTONSet whether or not the system beeps when buttons
are used.
WARNING
Set whether or not the system beeps when error
messages are shown.
OVER MAX
Set whether or not the system beeps when analog
data or pulse data exceeds the range maximum.

8-6-5. VERSIONThis shows the different program versions and theserial number of the LX-1000.

39

9. Specifications

10. Warranty explanation

Generaloo The warranty period for this device is one year fromthe date of purchase.

External dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . 145 × 24 × 108 mm(W × H × D, not including protrusions)
Weight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.34 kg

oo Be aware that repairs will require payment in the following cases even during the warranty period.

Included accessories

1) Malfunction or damage due to misuse

Connection cable (about 5 m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
CD-ROM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Contents: Instructions for Use (this document)

2) Malfunction or damage caused by modifications
or repairs conducted by any party other than ourcompany or a service person designated by ourcompany3) Malfunction or damage caused by dropping, transportation or similar handling after product delivery

oo In order to improve the products, specifications andappearance could be changed at any time without
warning.
oo Weight and dimensions are approximate.
oo Illustrations in this document might differ in part from
actual products.

4) Malfunction or damage caused by fire, earthquake,water, lightning or other natural disaster5) Malfunction or damage caused by external factors,
including power supplies and equipment environmental conditions, that deviate from the operation
requirements of this product6) Malfunction or damage if the product was not purchased from our company or an agent designatedby our company
oo We offer paid service after the conclusion of the warranty period. For details, please contact the retailer
where you purchased the unit or a contact on theback cover of this manual.
oo Be aware that our company will bear no responsibility
for any secondary damages resulting from the operation of this device or related to data.
oo Be aware that our company will bear no responsibility
if data recorded by this device is deleted as a result of
misoperation or unexpected incident, for example.
oo Information is given about products in this manual only for the purpose of example and does notindicate any guarantees against infringements ofthird-party intellectual property rights and otherrights related to them. TEAC Corporation will bear no
responsibility for infringements on third-party intellectual property rights or their occurrence because of
the use of these products.

40

11. Reference
CAN signal start bit explanation
The counting method for the bit arrangement differs according to whether the byte order is Intel or Motorola.
The start bit setting value of the LX-1000 is compatible with CANdb++ Editor made by Vector Informatik GmbH.
ExampleWhen setting the start bit of a 9-bit CAN signal (DLC = 3)
Byte
Intel
bit
(LSB first) Total bits
Motorola bit(MSB first) Total bits

0

1
2

3

2

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

7
7

6
6

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0 7 6 5 4 3 2
0 15 14 13 12 11 10

1
9

7

0

1

2

3

4

5

6

7

0 7 6 5 4 3 2 1 0
8 23 22 21 20 19 18 17 16

9-bit length
Start bit setting value
LX-1000/CANdb++Editor
Intel
Motorola LX-1000/CANdb++Editor

bit13
bit18

oo If the byte order is Motorola, when creating CANdb (when using the CANdb++ Editor), DLC is not determined, so
an irregular order as shown above is used.

41

42

43

Z

TEAC CORPORATION

1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530, Japan				Phone: +81-42-356-9154

TEAC AMERICA, INC.

10410 Pioneer Blvd. Unit #1, Santa Fe Springs, California 90670, U.S.A.		

Phone: +1-323-726-0303

TEAC EUROPE GmbH.
(EU Importer)

Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany			

Phone: +49-(0)611-7158-349		

TEAC UK Limited(UK Importer)

Luminous House, 300 South Row, Milton Keynes,				
Buckinghamshire, MK9 2FR, UK

Phone: +44-1923-797205		

TEAC SALES & TRADING
Room 817, Xinian Center A, Tairan Nine Road West, Shennan Road,		(ShenZhen) CO., LTD.		Futian District, Shenzhen, Guangdong Province 518040, China			Phone: +86-755-88311561-2		

1022.MA-2999J