Ready. Set. Grow!
Zellkulturprodukte
von SARSTEDT2

SARSTEDT-Qualitätssiegel für
Zell- und Gewebekulturprodukte
vergleichbar und reproduzierbar sind, ist die Einhaltung
von Qualitätsstandards für die Zell- und Gewebekultur eine
Grundvoraussetzung.

TC Tested

Cryo Performance Tested

TestedSterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/
non-cytotoxic

Gemäß unserem Grundprinzip, dass von den Produkten,
die mit Zellen in Kontakt sind, keine störenden Einflüsse auf
die Zellen ausgehen dürfen, werden diese Produkte unter
strengsten Reinheitsbedingungen produziert und mit dem
Qualitätslogo „TC Tested“ gekennzeichnet.
Wir garantieren, dass folgende Grenzwerte
eingehalten werden:■ Sterilität validiert gemäß der Normenserie ISO 11137■ Pyrogene / Endotoxine <0,06 EU/ml■ Nicht-zytotoxisch gemäß der Normenserie ISO 10993■ Humane DNA <0,5 pg/µl■ Bakterielle DNA <0,02 pg/µl■ DNase <7,1 x 10–5 U/µl
■ RNase <1,4 x 10–10 Kunitz-units/µl

CrC

Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, produziert
SARSTEDT seit über 25 Jahren ein breites Produktspektrum
an zertifizierten Verbrauchsartikeln für das Arbeiten mit
Zell- und Gewebekulturen.

Performan
yo Tested ceSeit 1990 bietet SARSTEDT seinen Kunden
hochwertige Zellkulturprodukte, die unter
Reinraumbedingungen durch geschultes
Personal in Schutzkleidung und automatisierte
Produktionsprozesse hergestellt werden.

T

Come Grow With Us – Zell- und Gewebekulturen werden
heute nicht nur in der Grundlagenforschung, sondern auchimmer mehr in der angewandten Biotechnologie sowie derklinischen und pharmazeutischen Forschung eingesetzt.
Für Toxizitätstests, Qualitätskontrollen von biochemischen
Prozessen, industrielle Produktionssysteme (z.B. Herstellungmonoklonaler Antikörper) u.v.a.m. werden Produkte vonhöchster Reinheit und Qualität benötigt. Damit Versuche

Zell- und Gewebeproben dürfen bei der
CE/ IVD/ Sterile/
Pyrogen-/ DNA-/ DNase-/„vitalen“ Konservierung in CryoPure Röhren
RNase-free/ non-cytotoxic/
non-mutagenic
keinen zusätzlichen Risiken hinsichtlich
Kontaminationen mit störenden Stoffen
ausgesetzt werden. SARSTEDT CryoPure Röhren werden daher
einer Vielzahl von Tests unterzogen und nach dem Bestehender definierten Untersuchungen wie folgt zertifiziert:
Wir garantieren, dass folgende Grenzwerte
eingehalten werden:■ Steril
Gemäß ISO 11137■ Pyrogenfrei/endotoxinfrei<0,06 EU/ml■ Nicht-zytotoxischIn Übereinstimmung mit ISO 10993-5■ Nicht-mutagen
Der Nachweis zur Abschätzung der Mutagenitätsfreiheit
wurde nach dem Ames Test II durchgeführt■ DNA-frei
Humane DNA <0,5 pg/μl, bakterielle DNA <0,02 pg/μl■ DNase-/RNase-frei
DNase <1x10–5 U/μl, RNase <1x10–9 Kunitz-units/μl■

Kostenlos undunverbindlich testen!
cellculture.
sarstedt.com

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

3

Wachstumsoberflächen
und Farbcodierung
Eine Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Kultivierungvon Zellen in vitro ist es, die in vivo Umgebung des jeweiligen
Zelltyps möglichst genau nachzuahmen. Dabei spielt die
Oberflächenbeschaffenheit des Kulturgefäßes eine besondere
Rolle, da viele Zelltypen nur nach erfolgreicher Adhäsion
überleben, proliferieren und differenzieren können. Um den

Ansprüchen möglichst vieler verschiedener Zelltypen gerecht
zu werden, bietet SARSTEDT Flaschen, Schalen und Platten mit
drei verschiedenen Wachstumsoberflächen an. Zur eindeutigen
Identifizierung der Gefäße, auch nach Entnahme aus der
Verpackung, sind die Produkte gemäß dem SARSTEDT-Farbleitsystem wie folgt gekennzeichnet:

SARSTEDT Standardoberfläche 
für adhärente Zellen
Durch eine spezielle Behandlung der Polystyroloberfläche
werden hydrophile Gruppen in die Oberfläche eingebracht.
So wird die Bindung von Zelloberflächenproteinen und damit
die Adhäsion der Zellen an die Kunststoffoberfläche ermöglicht. Die rot codierte, hydrophile Standardwachstumsoberfläche bietet daher vielen adhärenten Zellen ein optimales
Kultursubstrat.

a

SARSTEDT Cell+ Oberfläche
für anspruchsvolle adhärente Zellen
Primärzellen, sensitive Zellkulturlinien und Zellen, die unterserum-reduzierten/serum-freien Bedingungen kultiviert
werden, stellen besonders hohe Ansprüche an die Oberfläche
der Zellkulturgefäße. Die gelb codierte Cell+ Wachstumsoberfläche wurde besonders für solche Zellen entwickelt. Durcheine spezielle Behandlung der Kunststoffoberfläche werden
zusätzliche polare Gruppen in die hydrophile Oberfläche
eingebracht. Dies führt zu einer verbesserten Imitation der invivo Umgebung und damit zur Adhäsion von anspruchsvollen
Zellen. Die Cell+ Oberfläche kann aufgrund ihrer Eigenschaften
den Einsatz von beschichteten Kulturgefäßen in vielen Fällen
überflüssig machen.

b

SARSTEDT SuspensionskulturOberfläche
Für Suspensionszellen (meist Zellen lymphoiden Ursprungs,
Hybridomzellen, etc.), die nicht adhärent in Lösung kultiviert
werden, sind Kulturgefäße mit der grünen, hydrophoben
Wachstumsoberfläche ideal geeignet. Die hydrophobe Oberfläche minimiert Zellverluste bei der Subkultivierung durch
unerwünschte Mikroadhäsion.

c
100 µmDie Kultivierung verschiedener Zelltypen auf SARSTEDT Wachstumsoberflächen
lässt deutlich die Vitalität der verschiedenen Zelltypen erkennen*. a) HEK293
Zellen auf der Standard-TC Oberfläche für 48 h kultiviert. b) CHO Zellen
unter serumreduzierten Bedingungen (1%) für 24 h auf der Cell+ Oberfläche
kultiviert. c) Jurkat Zellen kultiviert auf der Suspensionszelloberfläche für 72 h.
Der Messbalken entspricht 100 µm.
* Unsere Broschüre „Growth Surface References“ (20.783) gibt eine Übersichtüber erfolgreich kultivierte Zellen auf unseren verschiedenen Wachstumsoberflächen.

4

Zellkultur-Basics

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

T

Zellkulturflaschen

Produktmerkmale der
SARSTEDT-Zellkulturflaschen
Die Flaschengeometrie zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
■ Erreichbarkeit aller Ecken mit serologischen Pipetten
und Zellschabern. (1)1■ Hohe Kippsicherheit der Flaschen, was zu einer Reduzierung des Kontaminationsrisikos führt. Zusätzlich ermöglicht der auf den Flaschen aufgebrachte Stapelrand einensicheren Stand von übereinander gelagerten Flaschen.
■ Der optimierte, schräge Flaschenhals und die Anti-Tropfkante ermöglichen das einfache Abkippen des Mediums
bei gleichzeitiger Verringerung des Kontaminationsrisikos
durch Überschwappen des Mediums. (3)2■ Lot-Nr. und MHD sind auf jede Flasche aufgedruckt undermöglichen eine einfache Rückverfolgbarkeit nach der
Entnahme aus der Verpackung. (4)■ Alle SARSTEDT-Zellkulturflaschen werden mit drei ver­schiedenen Wachstumsoberflächen angeboten und sindeindeutig an den gefärbten Deckeln zu erkennen:
rot = adhärente Zellengelb = anspruchsvolle, adhärente Zellen
grün = Suspensionszellen

TestedSterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/
non-cytotoxic

Für die Zellkultur bietet SARSTEDT Flaschen mit einer
Wachstumsfläche von 25 cm2, 75 cm2 und 175 cm2 an.
Alle Zellkulturflaschen werden aus hochwertigem, glasklarem
Polystyrol gefertigt, das zu einer planen Wachstumsfläche
verarbeitet wird und sich ausgezeichnet zur mikroskopischen
Betrachtung eignet. Alle Zellkulturflaschen werden gemäß dem„TC-Tested“ Qualitätssiegel (s.S. 2) geprüft und zertifiziert.

■ Große Beschriftungsfelder auf beiden Seiten des Halses
sowie die aufgedruckte weiße Skalierung auf der einen
und die eingravierte Skalierung auf der anderen Seite erleichtern das Arbeiten. (2)

C

3

4

5

6

Die Schnellverschlusskappe ist besonders benutzerfreundlich,da nur 1/3 Umdrehung zum Schließen bzw. Öffnen nötig ist.
Die geriffelte Schnellverschlusskappe ist in zwei Ausführungenerhältlich:■ Die Filterkappe besitzt eine Membran mit einer Porengröße
von 0,2 µm, die den konstanten, sterilen Gasaustausch gewährleistet. Aufgrund der hydrophoben Filtereigenschaften
wird gleichzeitig das Kontaminationsrisiko minimiert.
■ Die 2-Positionen Schraubkappe (= ohne Filter) ermöglicht
in der geschlossenen Position den gasdichten Verschluss
der Flaschen, während in der Belüftungsposition Zellen bei
gleichmäßigem Gasaustausch kultiviert werden können
(Pfeile zeigen nach oben und unten). Ein fühlbarer „Klick“
bestätigt, dass die Kappe in der Belüftungsposition gegendas Abfallen gesichert ist. Unterbrechung der Riffelung und
Pfeile auf der Kappe ermöglichen die einfache haptischeund visuelle Kontrolle der Verschluss-Position während derArbeit und im Brutschrank.

offen

arretiert

geschlossen

Bestellinformation
Wachstumsfläche [cm2]Kappeempfohlenes
Arbeitsvolumen [ml]max. Volumen[ml]

Verpackung
Beutel/Karton

83.391025

ohne Filter

7

12,5

10/30083.3910.002

25

mit Filter

7

12,5

10/30083.391175

ohne Filter

21

55

5/100

83.3911.002

75

mit Filter

21

55

5/100

83.3912175

ohne Filter

50

125

5/40

83.3912.002

175

mit Filter

50

125

5/40

83.3910.300

25ohne Filter

7

12,5

10/30083.3910.302

25

mit Filter

7

12,5

10/30083.3911.300

75

ohne Filter

21

55

5/100

83.3911.302

75

mit Filter

21

55

5/100

83.3912.300

175

ohne Filter

50

125

5/40

83.3912.302

175

mit Filter

50

125

5/40

83.3910.500

25ohne Filter

7

12,5

10/30083.3910.502

25

mit Filter

7

12,5

10/30083.3911.500

75

ohne Filter

21

55

5/100

83.3911.502

75

mit Filter

21

55

5/100

83.3912.500

175

ohne Filter

50

125

5/40

83.3912.502

175

mit Filter

50

125

5/40

Bestell-Nr.

Farbcode**= adhärente Zellen= anspruchsvolle, adhärente Zellen

Zubehör
Kappe

Ausführung

Verpackung
Beutel/Karton

83.3990.025

ohne Filter

für T 25

25/100, einzeln steril

83.3990.075

ohne Filter

für T 75

25/100, einzeln steril

83.3990.175

ohne Filter

für T 175

25/100, einzeln steril

Bestell-Nr.

Farbcode*= Suspensionszellen

Zellkulturschalen

T

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT 7

C

TestedSterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/
non-cytotoxic

Für die Kultivierung von Zellen in Zellkulturschalen bietet
SARSTEDT 35 mm, 60 mm, 100 mm und 150 mm Schalen an,
die gemäß dem „TC-Tested“ Qualitätssiegel (s.S. 2) geprüftund zertifiziert werden. Die Schalen werden aus hochwertigem,
glasklarem Polystyrol gefertigt, so dass eine plane Wachstumsoberfläche entsteht, deren hervorragende Transparenz
die visuelle Kontrolle des Zellwachstums erlaubt.

Produktmerkmale der
SARSTEDT-Zellkulturschalen
Die Zellkulturschalen zeichnen sich durch folgende Eigen­schaften aus:
■ Der neue SUREGrip ist ein erhabener, rauer, um das Boden­
teil umlaufender Ring, der das sichere und bequeme Greifen
beider Teile der Schale auch aus dem Stapel heraus erlaubt. (1)■ Reduzierung des Kontaminationsrisikos durch auto­
matisch sicheres Greifen der Schale.

1■ Deutlich sicht- und fühlbare Pfeile an Deckel und Schale
ermöglichen das korrekte Positionieren der beiden Teile
zueinander. (2)■ Der kontinuierliche Gasaustausch und der sichere Sitz desDeckels werden durch in den Deckel eingebrachte Nocken
gewährleistet.
■ Ausgeprägte Stapelringe in Deckel und Boden ermöglichen
das sichere Stapeln mehrerer Schalen.
■ Für Klonierungsexperimente bietet SARSTEDT Ø 35 mm
und Ø 60 mm Schalen mit Grid an. (3)2■ Zur besseren Rückverfolgbarkeit, auch nach Entnahme aus
der Verpackung, ist jede Schale mit dem Farbcode sowie
Lot-Nr. und MHD gekennzeichnet. (4)■ Alle Zellkulturschalen werden mit drei verschiedenen
Wachstumsoberflächen angeboten:
rot = adhärente Zellengelb = anspruchsvolle, adhärente Zellen
grün = Suspensionszellen

3

4

8

Die Zellkulturschalen sind in einem Beutel mit wiederverschließbarem Minigrip verpackt, der vor dem ersten Öffnen
durch einen Originalitätsverschluss versiegelt ist.

Bestellinformation
ø / Höhe [mm]Wachstumsfläche [cm²]Gridempfohlenes
Arbeitsvolumen [ml]Verpackung
Beutel/Karton

83.3900

35/10

8

ohne

3

10/50083.3900.002

35/10

8

mit

3

10/50083.3901

60/15

21

ohne

5

10/50083.3901.002

60/15

21

mit

5

10/50083.3902100/20

58

ohne

13

10/50083.3903150/20

152

ohne

36

5/100

83.3900.300

35/10

8

ohne

3

10/50083.3901.300

60/15

21

ohne

5

10/50083.3902.300

100/20

58

ohne

13

10/30083.3903.300

150/20

152

ohne

36

5/100

83.3900.500

35/10

8

ohne

3

10/50083.3901.500

60/15

21

ohne

5

10/50083.3902.500

100/20

58

ohne

713

10/300Bestell-Nr.

Farbcode**= adhärente Zellen= anspruchsvolle, adhärente Zellen= SuspensionszellenReady. Set. Grow!  ///  SARSTEDT 9

Zellschaber
Für die einfache und vollständige Gewinnung
adhärenter Zellen■ Ergonomischer Polystyrol-Griff mit geriffeltem, rutsch­
festen Handstück

Schaber-Position■ Zellfreundliche Klinge aus einem hochflexiblen, gummi­ähnlichen Material

Klinge um ¼ drehen,um in die „Lifter-Position”
zu kommen■ Einfache Umwandlung der Klinge aus der Schaber- in die
Lifter-Position bei allen Zellschabern möglich■ Drei Größen: S, M und L

Lifter-Position■ Einzeln steril verpackt, pyrogenfrei/endotoxinfrei undnicht-zytotoxisch

In der Abbildung ist zu erkennen, dass mit Hilfe der SARSTEDT-Zellschaber die höchste Zellzahl pro ml im Vergleich
zur Trypsin Kontrolle abgelöst werden konnte (96%). Die
Wettbewerbsprodukte (A, B, C und D) lagen bei der ZellAusbeute zwischen 62% - 84% im Vergleich zur Trypsin
Kontrolle. Die Qualität der Zellschaber wurde verglichen,indem Zellen unter gleichen Bedingungen kultiviert und
mit der gleichen Technik geerntet wurden. Die Zellvitalität
hingegen lag bei allen Zellschabern bei ca. 95%.

Zellschaber - Vergleich
Zellschaber-Vergleich
100
80

Zellen/ml (%)

Vergleich der SARSTEDT-Zellschaber zu
vier Wettbewerbs-Zellschabern:

60
40
20

Trypsin
Trypsin
Kontrolle
Kontrolle

SARSTEDTSARSTEDT

AA

BB
CC
Wettbewerber
Wettbewerber

D D

Bestellinformation ZellschaberBestell-Nr.

Bezeichnung

83.3950

Zellschaber mit
2-Positionen-Klinge,
Größe S

83.3951

Zellschaber mit
2-Positionen-Klinge,
Größe M

83.3952

Zellschaber mit
2-Positionen-Klinge,
Größe L

Länge der Klinge
[cm]

1,35

1,7

1,7

Länge desGriffs [cm]

24,0

24,0

36,0

Verpackung
Blister/Karton

Einsatzgebiet

1/100• Zellkulturflaschen: T-25
• Zellkulturplatten: 24-, 12-, 6-Well• Zellkulturschalen• Zellkulturröhren

1/100• Zellkulturflaschen: T-75
• Zellkulturplatten: 12- und 6-Well• Zellkulturschalen:
35 x 10 / 60 x 15 / 100 x 20 / 150 x 20

1/100

• Zellkulturflaschen: T-175• Zellkulturplatten: 12- und 6-Well• Zellkulturschalen:
35 x 10 / 60 x 15 / 100 x 20 / 150 x 20
• Rollerflaschen

Zellkulturplatten

T

10

C

TestedSterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/
non-cytotoxic

Für die Mehrfachkultivierung im mittleren bis kleinen Maßstab
bietet SARSTEDT Zellkulturplatten mit 6, 12, 24, 48 und 96
Vertiefungen (Wells) an. Die Platten werden aus hochwertigem,
glasklarem Polystyrol hergestellt und zeichnen sich durch
plane Wells und durch eine hohe Planheit der gesamten Platteaus. Der hochtransparente Boden eignet sich für mikroskopische Messungen von unten. Alle Zellkulturplatten werden
gemäß dem „TC-Tested“ Qualitätssiegel (s.S. 2) geprüft undzertifiziert.

Produktmerkmale der
SARSTEDT-Zellkulturplatten
Die Außenmaße der SARSTEDT-Zellkulturplatten sind an
den ANSI / SLAS -Standard 1-2004: Microplates – Footprint
Dimensions angelehnt und können für Analysen in Geräte­
halterungen mit diesen Maßen verwendet werden. Weitere
Charakteristika der Platten sind:■ Zur besseren Rückverfolgbarkeit, auch nach Entnahme
aus der Verpackung, ist jede Platte mit dem Farbcode
sowie Lot-Nr. und MHD gekennzeichnet. (1)1■ Um eine schnelle Orientierung beim Füllen der Wells zu
gewährleisten, sind die Vertiefungen auf dem Rand (2)und in den Well-Zwischenräumen (3) alphanumerischgekennzeichnet.
■ Das Kontaminationsrisiko wird beim Pipettieren durch
freistehende Vertiefungen reduziert. (3) + (4)■ Griffige Seitenraster in der Basis erleichtern das sichere
Greifen der gesamten Platte. Die transparenten Seitenwände der Basis ermöglichen die optische Kontrolle desMediums. (4)2■ Im Deckel sind sowohl Belüftungsnocken als auch Kondensationsringe integriert, die in Kombination den konstanten
Gasaustausch gewährleisten und gleichzeitig die Verdunstung minimieren.
■ Alle Zellkulturschalen werden mit drei verschiedenen
Wachstumsoberflächen angeboten:
rot = adhärente Zellengelb = anspruchsvolle, adhärente Zellen
grün = Suspensionszellen

34Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

11

Bestellinformation
Bestell-Nr.

Farbcode*

Anzahl der Wells

Bodenform

Wachstumsfläche
pro Well [cm2]

Arbeitsvolumen[ml]

Verpackung
Beutel/Karton

83.3920

6

8,87

4

1/50

83.3920.005

6

8,87

4

5/100

83.3921

12

3,65

2

1/50

83.3921.005

12

3,65

2

5/100

83.3922

24

1,82

1

1/50

83.3922.005

24

1,82

1

5/100

83.3923

48

0,64

0,5

1/50

83.3923.005

48

0,64

0,5

5/100

83.3924

96

0,29

0,2

1/50

83.3924.005

96

0,29

0,2

5/100

83.3925

96–

max. 0,31

1/50

83.3926

96–

max. 0,29

1/50

83.3920.300

6

8,87

4

1/50

83.3921.300

12

3,65

2

1/50

83.3922.300

24

1,82

1

1/50

83.3923.300

48

0,64

0,5

1/50

83.3924.300

96

0,29

0,2

1/50

83.3920.500

6

8,87

4

1/50

83.3921.500

12

3,65

2

1/50

83.3922.500

24

1,82

1

1/50

83.3923.500

48

0,64

0,5

1/50

83.3924.500

96

0,29

0,2

1/50

83.3925.500

96–max. 0,31

1/50

83.3926.500

96–max. 0,29

1/50*= adhärente Zellen= anspruchsvolle, adhärente Zellen= Suspensionszellen

12

BIOFLOAT™-Sphäroidkultur
In vielen Bereichen der biomedizinischen Forschung sind invitro-Modelle unerlässlich. Die herkömmlichste Form bildet die
zweidimensionale Zellkultur. Bei der Übertragung der Ergebnisse auf einen gesamten Organismus treten nicht selten
Diskrepanzen auf. Ziel der dreidimensionalen Zellkultur ist es
daher, diese Lücke zwischen der in vitro- und in vivo-Situationzu schließen.

Mit BIOFLOAT™ lösen Sie Ihre Herausforderungen im Bereich der Sphäroidkulturen
Die Etablierung einiger herausfordernder Sphäroidkulturen
konnte bereits durch den Einsatz der BIOFLOAT™ Zellkulturoberfläche realisiert werden (z.B. Sphäroide aus primären
Hepatozyten).

Eine einfache und kostengünstige Variante der 3D-Zellkultur
bieten Sphäroidkulturen. Hierbei bilden die Zellen einen
dreidimensionalen Zellverband mit ausgeprägten Zell-Zellsowie Zell-Matrix-Kontakten.

Vorteile der Sphäroidkultur■ Vermehrte Zell-Zell-Kontakte■ Ausgeprägte extrazelluläre Matrix■ Verbessertes in vitro-Modell

Gehirnzellen
Dentale Zellen
Lungenzellen
Herzmuskelzellen

Leberzellen
Epithelzellen

Pankreaszellen

Knochenzellen

NierenzellenEndothelzellen

Stromazellen

Detaillierte Liste
getesteter Zelltypen /Zelllinien:
sarstedt.com/
biofloat-zt-deReady. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

13

Schön rund – 3D-Zellkulturen mit
BIOFLOAT™ Zellkulturplatten
BIOFLOAT™ – Vorteile auf einen Blick

Die zuverlässige Qualität der BIOFLOAT™ Zellkulturoberfläche ermöglicht selbst für herausfordernde Zellen die
Bildung perfekter Sphäroide. Hierzu zählen auch Zellen, dieauf bestehenden Produkten keine Sphäroide bilden.

■ Einfache Handhabung durch robuste Beschichtung■ Definierte und xeno-freie Zusammensetzung für einesichere Kultur mit hoher Reproduzierbarkeit■ Schnelle und zuverlässige Sphäroidbildung ermöglicht
Ihnen bessere Planbarkeit im Laboralltag

Kontrolle

Leicht gekratzt

Stark gekratzt

BIOFLOAT™

Tag 8

Wettbewerber A

Tag 4

BIOFLOAT™

Tag 2

Wettbewerber A

Tag 0

Abb.: Pro Well wurden 100 μl einer Suspension primärer
humaner Hepatozyten mit einer Konzentration von 25.000
Zellen / ml ausgesät (entspricht 2.500 Zellen / Well). Nach
Sphäroidformierung wurden je 50 μl Medium alle 48 –72 hausgetauscht.

Abb.: Der Wellboden wurde mithilfe einer Standard-Pipettenspitze leicht gekratzt (einmal rundherum mit moderatem
Druck) und stark gekratzt (30 s mit starkem Druck). Pro Wellwurden anschließend 200 µl einer Suspension aus 3T3 Zellen
mit einer Konzentration von 30.000 Zellen / ml ausgesät(entspricht 6.000 Zellen / Well).

Die SARSTEDT BIOFLOAT™ Platte erhalten Sie einzeln sterilim Aluminium-Beutel verpackt. Sie ist außerdem endotoxinfrei
und nicht-zytotoxisch.

Bestellinformation
Bestell-Nr.
83.3925.400
83.3927.400

Bezeichnung
Zellkulturplatte, 96 Well,
Oberfläche: BIOFLOAT™, Rundboden
Zellkulturplatte, 384 Well,
Oberfläche: BIOFLOAT™, Rundboden

Kostenlos undunverbindlich testen!
sarstedt.com/
biofloat-deAnzahl der Wells
96
384

Bodenform

Verpackung
Beutel/Karton
1 Stk. / Alu-Beutel
4 Stk. / Innenkarton
24 Stk. / Umkarton

14

TC-Inserts

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDTSARSTEDT TC- (Tissue Culture) Inserts sind einfach zu
handhabende, Einsätze für TC-Platten. Zusammen mit unseren
TC-Platten bilden die Inserts ein 2-Kompartment-Zellkultursystem mit dessen Hilfe die in vivo Situation von Zellen sehr
gut nachgeahmt werden kann. Damit eignen sich unsere
TC-Inserts für die Durchführung vieler komplexer Experimente
in der Zell- und Gewebekultur:■ Transport-, Sekretions- und Diffusionsstudien■ Migrationsexperimente

15

Membraneigenschaften
Die TC-Inserts sind mit einer PET (Polyester) Membran
ausgestattet und in fünf verschiedenen Porengrößen (0,4 µm,
1 µm, 3 µm, 5 µm und 8 µm) und zwei optischen Eigenschaften(transparent und transluzent) erhältlich. Die Vorteile unserer
PET-Membran sind:■ Ultradünne, hochqualitative Track-eched PET-Membran
mit definierter Porengröße (Abb. 2a).
■ Sowohl transluzente (höhere Porendichte, optisch trüb)
als auch transparente Membranen (niedrigere Porendichte)
besitzen eine definiertere Porendichte.

■ Zytotoxizitätstests■ Co-Kulturen■ Transepitheliale elektrische Widerstandsmessungen (TEER)■ Primärzellkulturen■ Optimale Zelladhärenz durch beidseitige Oberflächen­behandlung (TC-behandelt).
■ Chemischen Eigenschaften der PET-Membran minimieren
unspezifische Bindung von Molekülen.

■ 3D-Zellkulturen■ etc.

■ Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien für das problemlose
Fixieren und Färben der Zellen.

Das besonders benutzerfreundliche Design der hängenden
SARSTEDT TC-Inserts besitzt folgende Eigenschaften:■ Abgelöste Membranen bleiben zur komfortablen Weiter­
verarbeitung und Mikroskopieren flach (Abb. 2b).

■ Stabiles Gehäuse aus hochtransparentem Polystyrol (PS).
■ Asymmetrisch für einfaches Pipettieren im Well (Abb. 1a).
■ Abstandshalter verhindern, dass sich Flüssigkeit zwischen
dem Insert und dem Well hochzieht.
■ Abgesenkte Oberkante für einen optimalen Gasaustausch(siehe Abb. 1b).

ab

Generelle Informationen zum Einsatzgebiet
der SARSTEDT TC-Inserts:■ Membranen mit kleinen Porengrößen (0,4 µm, 1 µm) eignen
sich für Anwendungen, bei denen die Migration von Zellen
durch die Membranporen nicht gewünscht ist. Z.B. können
bei Kokulturexperimenten Zellen in unmittelbarer Nähe
zueinander kultiviert werden, ohne dass sich die Zelltypen
miteinander mischen.
■ Membranen mit größeren Poren empfehlen sich für Versuche, bei denen die Migration von Zellen durch die Porenauf die untere Seite der Membran möglich sein soll. Für die
Durchführung von Chemotaxis-, Invasions- und Migrationsstudien etc. sollten je nach Zelltyp Membranen mit einer
Porengröße von 3 µm, 5 µm oder 8 µm verwendet werden.
■ Transluzente Membranen mit einem Porendurchmesser von0,4 µm erlauben, aufgrund der hohen Porendichte, eine
optimale basolaterale Diffusion für Transport-, Sekretions-,
Diffusions- und Zytotoxizitätsstudien.
■ Transluzente Membranen eignen sich sowohl für die Elektronenmikroskopie als auch für TEER- (Transepithelialer
elektrischer Widerstand) Experimente.
■ Transparente Membranen können sowohl für die Licht- alsauch Elektronenmikroskopie verwendet werden.

Abbildung 1
a

b

8 µm
Abbildung 2

16

Die TC-Inserts sind mit den entsprechenden TC-Platten (siehe
Seite 12 & 13) kompatibel.
Alle Ausführungen sind pyrogenfrei / endotoxinfrei, nicht
zytotoxisch und einzeln steril verpackt.

Bestellinformation
Membran- Poren Ømaterial[µm]

Porendichte Optische[Poren/cm2] Eigenschaft

Membran- Wachstumsdicke [µm] fläche [cm2]83.3930.040

PET

0,4

1 x 108transluzent

12

83.3930.041

PET

0,4

2 x 106transparent

PET

1,0

2 x 106PET

3,0

83.3930.500

PET

83.3930.800

Bestell-Nr.

FormatArbeitsvolumen[ml]

Verpackung
Blister/Karton

Insert

Well

4,5

1–4

2,4 – 4,8

1 / 24

12

4,5

1–4

2,4 – 4,8

1 / 24transparent

11

4,5

1–4

2,4 – 4,8

1 / 242 x 106transluzent

9

4,5

1–4

2,4 – 4,8

1 / 245,0

6 x 105transluzent

10

4,5

1–4

2,4 – 4,8

1 / 24PET

8,0

2 x 105transluzent

11

4,5

1–4

2,4 – 4,8

1 / 2483.3931.040

PET

0,4

1 x 108transluzent

12

1,1

0,2–0,8

1,2 – 2,4

1 / 4883.3931.041

PET

0,4

2 x 106transparent

12

1,1

0,2 – 0,8 1,2 – 2,4

1 / 4883.3931.101

PET

1,0

2 x 106transparent

11

1,1

0,2 – 0,8 1,2 – 2,4

1 / 48PET

3,0

2 x 106transluzent

91,1

0,2 – 0,8 1,2 – 2,4

1 / 4883.3931.500

PET

5,0

6 x 105transluzent

10

1,1

0,2 – 0,8 1,2 – 2,4

1 / 4883.3931.800

PET

8,0

2 x 105transluzent

11

1,1

0,2 – 0,8 1,2 – 2,4

1 / 4883.3932.040

PET

0,4

1 x 108transluzent

12

0,3

0,1 – 0,4 0,8 – 1,6

1 / 4883.3932.041

PET

0,4

2 x 106transparent

12

0,3

0,1 – 0,4 0,8 – 1,6

1 / 48PET

1,0

2 x 106transparent

11

0,3

0,1 – 0,4 0,8 – 1,6

1 / 48PET

3,0

2 x 106transluzent

90,30,1 – 0,4 0,8 – 1,6

1 / 4883.3932.500

PET

5,0

6 x 105transluzent

10

0,3

0,1 – 0,4 0,8 – 1,6

1 / 4883.3932.800

PET

8,0

2 x 105transluzent

11

0,3

0,1 – 0,4 0,8 – 1,6

1 / 4883.3930.101
83.3930.300

83.3931.300

83.3932.101
83.3932.300

6 Well

12 Well

24 WellReady. Set. Grow!  ///  SARSTEDT 17

Coverslips für die Mikroskopie
Hochtransparente Deckgläschen/
Coverslips für die ZellanzuchtÜberall dort, wo adhärente Zellen steril auf einer kleinen
Fläche kultiviert, fixiert, gefärbt und anschließend mikro­
skopiert werden sollen, sind SARSTEDT-Coverslips gefragt.
Die beidseitige Oberflächenbehandlung und die gute

optische Qualität des modifizierten Kunststoffs ermöglichen
ein unproblematisches Arbeiten mit Coverslips. Alle Aus­
führungen sind steril, pyrogenfrei / endotoxinfrei und nichtzytotoxisch zertifiziert.

Die sterilen Coverslips können in verschiedenen Produkten
zur Zellanzucht eingesetzt werden:
Ø [mm]

Verpackung
Stück/Karton

35 x 10Schale6 WellPlatte12 Well
Platte24 Well
PlatteCoverslips

25

200

+

+

83.1840.001

Coverslips

22

200

+

+

–
–

–
–

83.1840.002

Coverslips

13

200

+

+

+

+

Bestell-Nr.

Bezeichnung

83.1840

Farbcode18

lumox®

lumox® Zellkulturprodukte zeichnen sich durch einen dünnen,
gasdurchlässigen Folienboden aus. Aufgrund der Gasdurchlässigkeit und der kurzen Diffusionswege ist ein optimaler
Gasaustausch gewährleistet. Der lumox® Folienboden besitzt
zum einen eine sehr geringe Autofluoreszenz im Vergleich
mit herkömmlichen Polystyrolböden (Abb. 1) und weist zum
anderen im Vergleich zu herkömmlichen Polystyrol- oder
Glasböden eine höhere Lichttransmission auf (Abb. 2). Die
minimale Autofluoreszenz und die gute Lichttransmission
der lumox® Folie führen zu einer gleichbleibend hohen
Sensitivität in Assays und bei der Verwendung von Imagingund Reader-Techniken. Das Anwendungsspektrum derlumox® Produkte erstreckt sich von der normalen Zellkultur
bis hin zur automatisierten Analyse fluoreszenzbasierter
Zellassays.

relative Fluoreszenz [RFU]

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT 19

lumox® Folienboden
Polystyrolboden

Wellenlänge [nm]Abb.1: Fluoreszenzmessung der lumox® Folie und des Polystyrolbodens bei 330 nm

lumox® – Vorteile auf einen Blick■ Minimale Autofluoreszenz■ Gasdurchlässiger Folienboden■ Optimales Wachstum■ Ideal für mikroskopische Analysen

Transmission [%]■ Hohe Transparenz

lumox® Folienboden
Polystyrolboden
Glasboden

Wellenlänge [nm]Abb. 2 Lichttransmissionsmessung. Detektion von niedrigen
Signalen, insbesondere bei Wellenlängen von 200 – 300 nm
möglichHier wachsen die Zellen einfach besser
Die Gasdurchlässigkeit des Folienbodens der lumox®
Produkte bietet viele Vorteile. Die Zellen wachsen direkt an
der Grenze zwischen gasförmiger und flüssiger Phase,
wo das Kultur­medium nicht als Diffusionsbarriere wirken
kann. Durch die extrem kurzen Diffusionswege ist ein
optimaler Gasaustausch gewährleistet. Die Zellen werden
einerseits direkt mit Sauerstoff versorgt, und andererseitskönnen Stoffwechselprodukte, wie z.B. CO2, entweichen.

Abb. 3 Gasaustausch über den lumox® Folienboden

Abb. 4 Kein Gasaustausch in konventionellen Zellkulturgefäßenüber den Polystyrol- oder Glasboden möglich

20

lumox® dish – die gasdurchlässige
Zellkulturschalelumox® dish besteht aus einem glasklaren Polystyroldeckel
und einem Polystyrolrahmen mit einem transparenten Bodenaus der gasdurchlässigen, dünnen (25 µm) lumox® Folie.
lumox® dish ist mit einem Durchmesser von 35 mm und 50 mm
erhältlich. Die Kultivierungsfläche kann wahlweise hydrophileoder hydrophobe Eigenschaften aufweisen. So können sowohl
adhärent wachsende Zellen als auch Suspensionszellen in
einer lumox® dish kultiviert werden. Für weitere Analysen,
wie z.B. Elektronenmikroskopie, kann die Folie mit Hilfe eines
Skalpells ausgeschnitten werden. Die lumox® dish ist steril,
pyrogenfrei/endotoxinfrei und nicht-zytotoxisch zertifiziert.

Bestellinformation – lumox® dish
Ø/Höhe[mm]

Wachstumsfläche[cm2]

Arbeitsvolumen [ml]Verpackung
Innenverpackung/Karton

lumox® dish 35

35/6

6,3

2,5

50/25094.6077.331

lumox® dish 35

35/6

6,3

2,5

50/25094.6077.305

lumox® dish 50

50/12

20,4

5-10

50/20094.6077.410

lumox® dish 50

50/12

20,4

5-10

50/200Bestell-Nr.

Bezeichnung

94.6077.333

Oberfläche

lumox® multiwell – die Multiwellplatte
mit geringer Autofluoreszenz
lumox® multiwell Platten bestehen aus einem schwarzen
Polystyrolkörper (Standardabmessungen) mit einem transparenten Boden aus der dünnen (50 µm), gasdurchlässigen
lumox® Folie. Zur Auswahl stehen die Formate 24 Well,
96 Well und 384 Well. Alle Ausführungen sind steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei und nicht-zytotoxisch zertifiziert.

Bestellinformation – lumox® multiwell
Wachstumsfläche
pro Well [cm2]

Arbeitsvolumen
pro Well [µl]Verpackung
Beutel/Karton

lumox® multiwell, 24 Well

1,90

500 – 1500

4

94.6110.024

lumox® multiwell, 24 Well

1,90

500 – 150020

94.6000.024

lumox® multiwell, 96 Well

0,34

25 – 3404

94.6120.096

lumox® multiwell, 96 Well0, 34

25 – 34020

94.6000.034

lumox multiwell, 384 Well0,11

10 – 1304

94.6130.384

lumox® multiwell, 384 Well

0,11

10 - 130

20

Bestell-Nr.

Bezeichnung

94.6000.014®

Oberfläche

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

21

x-well Zellkulturkammern

x-well Glas – ablösbar

Die x-well Zellkulturkammern ermöglichen die Kultivierung
und Analyse von Zellen auf einem Objektträger. Zusammen
mit einem Aufsatz aus Polystyrol bilden die Objektträger
Ein- oder Mehrkammergefäße. Ganz gleich ob Sie fluoreszenzoder lichtmikroskopische Analysen an lebenden oder fixierten
Zellen, Einzeluntersuchungen oder parallele Versuchsreihen
durchführen, unser umfassendes x-well Produktsortimentbietet ideale Lösungen für Ihre Anwendungen. Alle Produktesind steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei und nicht-zytotoxischzertifiziert.

Der Glasobjektträger im Standard-Format vereint ideale Wachstumsbedingungen für Zellen mit hervorragenden optischen
Eigenschaften. Die hohe Chemikalienbeständigkeit ermöglicht
zudem den Einsatz der meisten Fixative und Farbstoffe.
■ Objektträger im Standard-Format mit Beschriftungsfeld■ Minimale Autofluoreszenz■ Kammer kann ohne Hilfe eines Werkzeugs vom
Objektträger abgelöst werden■ Optimale Vergrößerung bis 400 fach (40x Objektiv)■ Zeiteffiziente Durchführung von histologischen und
Fluoreszenzfärbungen■ Kleine Kompartimente zur kosteneffizienten Durchführung
von Experimenten■ Objektträger mit exzellenten optischen Eigenschaften■ Kultivierung adhärenter Zellen

x-well Deckglas
Die x-well Deckglas Zellkulturkammern haben eine Bodenstärke von 170 µm und eignen sich daher besonders gut für
die hochauflösende und konfokale Mikroskopie.
■ Minimale Autofluoreszenz■ Hohe Chemikalienbständigkeit■ Objektträger im kurzen Format ohne Beschriftungsfeld■ Objektträger ist nicht ablösbar
■ Optimale Vergrößerung bis 1.000 fach (100x Objektiv)

x-well lumox® – ablösbar
Die Wachstumsfläche der lumox® x-well Objektträger besteht
aus der gasdurchlässigen lumox® Folie. Aufgrund der hervorragenden optischen Eigenschaften des Folienbodens eignen
sich die x-well lumox® besonders für fluoreszenzbasierte
Zellanalysen.
■ Objektträger mit dünner lumox® Folie (50 µm) im StandardFormat mit Beschriftungsfeld

x-well PCA – ablösbar
Der Objektträger der x-well PCA Zellkulturkammern besteht
aus einem Kunststoff der Polyolefin-Familie und besitzt
im Vergleich zu Polystyrol den Vorteil einer geringeren
Auto­fluoreszenz und einer höheren Chemikalienresistenz.
■ Objektträger im Standard-Format mit Beschriftungsfeld■ Minimale Autofluoreszenz und hohe Transparenz■ Kammer kann ohne Hilfe eines Werkzeugs vom Objektträger
abgelöst werden■ Optimale Vergrößerung bis 400 fach (40x Objektiv)■ PCA zeigt nur eine geringe Autofluoreszenz■ Kammer kann ohne Hilfe eines Werkzeugs vom Objektträger
abgelöst werden■ Optimale Vergrößerung bis 400 fach (40 x Objektiv)

Bestellinformation – x-wellFormatPCA

lumox®

Glas

DeckglasWachstumsfläche[cm2]

Arbeitsvolumen
pro Well [ml]Verpackung
Blister/Karton

1 Well

94.6140.102

94.6150.101

94.6170.102

94.6190.102

9

4

6 / 96

2 Well

94.6140.202

94.6150.201

94.6170.202

94.6190.202

4,4

2

6 / 96

4 Well

94.6140.402

94.6150.401

94.6170.402

94.6190.402

1,9

1

6 / 96

8 Well

94.6140.802

94.6150.801

94.6170.802

94.6190.802

0,8

0,5

6 / 96

Flasche94.6140.002-

94.6170.002

94.6190.002

9

4

6 / 96

22

flexiPERM® – der wiederverwendbare
Zellkultureinsatz
flexiPERM® ist ein wiederverwendbarer Silikoneinsatz, derZellkulturgefäße und Objektträger in kleinere Kultivierungseinheiten unterteilt. Die hoch adhäsive Unterseite von flexiPERM®
haftet auf allen ebenen Flächen, wie Glas, Kunststoff oder derlumox® Folie.
■ flexiPERM® sind adhäsive, wiederverwendbare Zellkulturkammern aus Silikon

flexiPERM® slide und flexiPERM® micro12■ flexiPERM® slide (2) mit acht und flexiPERM® micro12 (1)mit zwölf Unterteilungen eignen sich für die Paralleluntersuchung von Zellen auf DIN-Objektträgern. Erweiterndlassen sie sich mit und ohne Objektträger in Kombination
mit quadriPERM® verwenden.

■ flexiPERM® sind hydrophob und für Gewebe nicht toxisch

flexiPERM® conA und conB

■ flexiPERM®-Zellkultureinsätze sind hitzebeständig (bis125°C), kältebeständig (bis –20°C) und gegen nahezu alle
Laborchemikalien unempfindlich

Die Modelle flexiPERM® conA (3) und flexiPERM® conB (4)sind für spezielle Zellkulturuntersuchungen in der Tier- und
Pflanzenphysiologie entwickelt worden.

■ Sterilisierbar durch Autoklavieren oder 70% Ethanol■ flexiPERM® sind geeignet für DIN-Objektträger und
Zellkulturschalen■ flexiPERM®-Zellkultureinsätze können für Langzeitversuche
mit einer Dauer von ca. 2 Wochen verwendet werden

Die Trichterform bietet zahlreiche Einsatzbereiche in der
Mikromanipulation/Mikroinjektion. Bei gleichzeitiger mikroskopischer Beobachtung lassen sich intra- bzw. interzelluläre
Messungen durchführen.

flexiPERM® disc
Das in vier Kompartimente unterteilte flexiPERM® disc (5) ist
der ideale Einsatz für die gasdurchlässige lumox® dish 50
oder jede beliebige Zellkulturschale mit einem Durchmesser
von 50 mm.

5flexiPERM® disc findet Einsatz im Bereich der Cokultivierung
verschiedener Zelltypen in einem Gefäß.

1
2

4
3

Bestellinformation – flexiPERM®
Bestell-Nr.

Bezeichnung

Abb.

Kultureinheiten

Wachstumsfläche pro
Unterteilung [cm2]

Arbeitsvolumen [µl]Verpackung
Stück/Karton

94.6011.436

flexiPERM® micro 12

1

12

0,3

100 – 200

594.6032.039

flexiPERM® slide

2

8

0,9

300 – 500594.6077.435

flexiPERM conB

4

1

3,1

2.000 – 3.000

594.6077.434

flexiPERM® conA

3

1

1,1

1.000 – 1.500

594.6034.067

flexiPERM® disc

5

4

1,8

500 – 1.000

5®

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

23

quadriPERM® – Zellkulturschale
für ParalleluntersuchungenquadriPERM® ist ein rechteckige Zellkulturschale, dievielseitig einsetzbar ist und durch folgende Vorteile überzeugt:

Zellkulturschale für parallele Analysen
quadriPERM® bietet vier gleich große Kompartimente indenen Zellen parallel unter den gleichen Bedingungenkultiviert werden können. Suspensionszellen können direkt
im quadriPERM® kultiviert werden. Für die Kultivierungvon adhärente Zellen können die x-well Produkte, flexiPERM®
oder DIN-Objektträger in die Kompartimente gelegt werden.

Vielfältige Anwendungsgebiete
Neben der Kultivierung von Zellen eignet sich der quadriPERM®
für eine Vielzahl von unterschiedlichen Anwendungen. Die
Zellkulturschale kann für in-situ-Präparationen von Chromosomen bei zytogenetischen Studien eingesetzt werden. Auch
Fixierungen und histologische, immunzytochemische oder
Immunofluoreszenz-Färbungen sind möglich. Zusätzlich eignet
sich quadriPERM® sogar als Mehrzweckgefäß für die Denaturierung, Hybridisierung oder das Waschen von Membranen.
Weitere Anwendungen sind:■ Parallele UntersuchungenEinfache Handhabung■ Inkubation von Objektträgern

Im quadriPERM® können die Zellen einfach und zügig mit
neuem Medium versorgt werden. Des Weiteren entsprechen
die Außenmaße einer quadriPERM® Schale dem ANSI/SLAS(ehemals ANSI/SBS)-Standard, so dass quadriPERM®Schalen – wie alle SARSTEDT TC-Platten – problemlos mikroskopiert werden können.

■ Immunhistologie■ Immunzytochemie■ Fluoreszenz in-situ Hybridisierung (FISH)■ Cell Microarrays■ Mykoplasmentests■ Northern-, Southern- oder Western-Blot

Zertifizierte Qualität
quadriPERM® Schalen sind steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei
und nicht-zytotoxisch zertifiziert.

Bestellinformation – quadriPERM®
Bestell-Nr.

Bezeichnung

Kultivierungsfläche pro Einheit [cm2]

Arbeitsvolumen
pro Einheit [ml]Verpackung
Beutel/Karton

94.6077.307

quadriPERM®

24,9ca. 10

12/48

quadriPERM® in Kombination
mit flexiPERM® slide
und flexiPERM® micro 12

24

miniPERM®-Bioreaktor

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

Der miniPERM® ist ein einfach zu handhabender Bioreaktor,
der für die Kultivierung von eukaryotischen Zellen (Säugetierzellen, Insektenzellen und Pflanzenzellen) in hoher Dichte
und damit zur Biomasseproduktion sowie zur Produktion vonZellprodukten entwickelt wurde. Die Unterteilung des Bio­
reaktors in Produktions- und Versorgungsmodul sowie dierotierende Kultivierung ermöglichen die Produktion hochkonzentrierter Zellprodukte in kleinen Volumina. So können,
in Abhängigkeit von der Zelllinie, Zelldichten von mehr als
107 Zellen/ml und Produktkonzentrationen von mehreren
mg/ml erreicht werden. Damit stellt der miniPERM® Bioreaktor
eine kostengünstige und zeitsparende Alternative zu herkömmlichen Zellkultur- und Rollerflaschen sowie zu Fermentationssystemen dar.

Die miniPERM® Bioreaktoren eignen sich füreine Vielzahl von Anwendungen* wie z.B.:■ Kultivierung von Hybridomzellen zur Gewinnung vonAntikörpern■ Kultivierung von transfizierten Zellen für die Gewinnung
rekombinanter Proteine oder zur Virusproduktion■ Biomasseprodukten von eukaryotischen undprokaryotischen Zellen

Vorteile des miniPERM® Bioreaktors:■ Hohe Zelldichten■ Hohe Produktkonzentrationen■ Einfache Handhabung■ Mehrfaches Ernten■ Verschiedene Größen des Produktionsmoduls* Literatur:
Belin, V., Rousselle, P. , Production of a recombinantly expressed laminin
fragment by HEK293-EBNA cells cultured in suspension in a dialysis-based
bioreactor, Protein Expression & Purification , 48: 43-48 (2006)
Konstantinov, S. et al., Three-Dimensional Bioreactor Cultures: A Useful
Dynamic Model for the Study of Cellular Interactions, Ann. N. Y. Acad. Sci.
1030: 103-115 (2004)
Weitere Literatur und Anwenderberichte stellen wir gerne auf Anfrage zur
Verfügung!

25

26

Das Prinzip
Der miniPERM® Bioreaktor wird durch eine Dialysemembran
in ein Produktions- und ein Versorgungsmodul unterteilt(Zwei-Kompartmentsystem). Die Dialysemembran hat eine
Ausschlussgröße von 12,5 kDa, so dass weder Zellen nochsezernierte Zellprodukte (> 12,5 kDa) in das Versorgungsmodul diffundieren können. Gleichzeitig erfolgt der Austauschvon Nährstoffen und Zellmetaboliten über die Dialysemembran. Der Gasaustausch erfolgt über eine dünne gasdurchlässige Silikonmembran an der nach außen gerichteten Seite
des Produktionsmoduls.

Versorgungsmodul

Produktionssmodul

Zellprodukt
GlukoseLaktat

NH4+
CO2
Zelle
O2

Silikonmembran
Dialysemembran

miniPERM® Produktionsmodule
Die miniPERM® Produktionsmodule eignen sich für die Kultivierung von Suspensionszellen. In Abhängigkeit vom Produktionsmaßstab sind diese in zwei verschiedenen Kulturvolumina
erhältlich:■ miniPERM® classic ist mit 35 ml Zellkulturvolumen die
ideale Produktionseinheit für Forschungslabore.
■ miniPERM® HDC50 eignet sich mit 50 ml Kulturvolumen
für die Produktion etwas größerer Protein- und Biomassemengen.

Die Universaldrehvorrichtung
Um eine optimale Ver- und Entsorgung der Zellen im
miniPERM® Bioreaktor zu erreichen, werden die Zellen
durch kontinuierliche Rotation in Suspension gehalten.
Der miniPERM® Bioreaktor wird während der Kultivierung
auf einer Universal­­drehvorrichtung in einem CO2 Inkubator
bei mindestens 70% relativer Luftfeuchtigkeit liegend
um seine Längsachse gerollt.
Auf der Universaldrehvorrichtung finden bis zu vier miniPERM®
Bioreaktoren Platz.

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT 27

Der Bioreaktor und Zubehör

miniPERM® Zubehör
Für die einfache Handhabung des miniPERM® Bioreaktors
ist folgendes Zubehör vorgesehen:miniPERM® Bioreaktoren■ miniPERM® steril:
Produktions- und Versorgungsmodul sind miteinander
verbunden, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei undnicht-zytotoxisch zertifiziert und werden als EinwegBioreaktoren geliefert.

■ sterile Einmalspritzen (2 ml, 50 ml)■ miniPERM® Ständer
■ sterile Schraubverschlüsse für die Module■ miniPERM® wiederverwendbar:
Das Versorgungsmodul ist autoklavierbar und mehrfach
verwendbar. Die Produktionsmodule sind steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei und nicht-zytotoxisch zertifiziert undeinzeln verpackt als Einmalartikel erhältlich.

■ sterile Kanülen (25G x 5/8”)■ sterile Einfüllröhrchen
miniPERM® Start-up Support Kit
In diesem Kit sind alle Accessoires enthalten, die für den
initialen Start der Kultur, zur Probenentnahme und zur Ernte
benötigt werden.

Bestellinformation – miniPERM®
Bestell-Nr.

Beschreibung

Verpackung Stück/Karton

94.6001.059

miniPERM® classic

Bioreaktor, steril

294.6001.055

miniPERM® classic

Produktionsmodul, steril

494.6077.121

miniPERM HDC 50

Bioreaktor, steril

294.6077.017

miniPERM® HDC 50

Produktionsmodul, steril

4®

Bestellinformation – Zubehör
Bestell-Nr.

Beschreibung

Verpackung Stück/Karton

94.6001.153

Versorgungsmodul für miniPERM , autoklavierbar

494.6001.054

Ständer für miniPERM®

4

94.6001.036

Schraubkappen für Produktionsmodul, steril

694.6077.037

Schraubverschluss für Versorgungsmodul, steril

16

94.6077.135

Luer Kanüle, 25G x 5/8”, steril

100

94.6077.136

Einmalspritze, 2 ml Luer, steril

100

94.6077.137

Einmalspritze, 50 ml Luer Lock, steril60

94.6077.138

Einfülltubus 5”, Luer, steril50

94.6001.094

Start-up Support Kit

Stückzahl• Einmalspritze, 50 ml Luer Lock, steril

8• Einmalspritze, 2 ml Luer, steril

20• Einfülltubus 5”, Luer, steril

8• Luer Kanüle, 25G x 5/8”, steril20• Septumverschluss, steril

6• miniPERM® Ständer

1

®

1

Bestellinformation – Universaldrehvorrichtung
Bestell-Nr.

Beschreibung

Verpackung Stück/Karton

94.6001.061

Universaldrehvorrichtung 115 / 230 V

1

28

CryoPure
Einfriersystem

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT 29Überzeugend vielfältig■ Steril
Gemäß ISO 11137■ CryoPure Röhren mit Innengewinde und Silikondichtring
werden mit einem Volumen von 2 ml zur Erhöhung derLagerdichte (10 x 10 Raster) angeboten. (1)■ Nicht-zytotoxischIn Übereinstimmung mit ISO 10993-5■ CryoPure Röhren mit Außengewinde und einem
Volumen von 1,2 ml bis 5 ml zur Reduzierung desKontaminationsrisikos. (1)

Performan
yo Tested ce■ Pyrogenfrei/endotoxinfrei<0,06 EU/ml

Cr

Die SARSTEDT CryoPure Gefäße zur
vitalen Konservierung werden zum Schutz
des Zellmaterials getestet und zertifiziert(s. auch S. 2):

CE/ IVD/ Sterile/
Pyrogen-/ DNA-/ DNase-/
RNase-free/ non-cytotoxic/
non-mutagenic

Begeisternd ergonomisch
Der QuickSeal Verschlussmechanismus ermöglicht dasergonomische und sichere Öffnen und Schließen beider
Verschlusstypen mit nur einer Umdrehung. (2)■ Nicht-mutagen
Der Nachweis zur Abschätzung der Mutagenitätsfreiheit
wurde nach dem Ames Test II durchgeführt

Beeindruckend kombinationsfreudig■ DNA-frei
Humane DNA <0,5 pg/μl, bakterielle DNA <0,02 pg/μl

Durch die Kombination von 6 verschieden farbigen Kappen mit
6 verschieden farbigen Codierplättchen ergeben sich bis zu 36
Farbkombinationen zur visuellen Kodierung und einfachen
Identifizierung der Proben.

■ DNase/RNase-frei
DNase <1x10–5 U/μl, RNase <1x10–9 Kunitz-units/μl■
Zur Lagerung von Zellmaterialien und deren Bestandteilen bei
Temperaturen bis –196°C bietet SARSTEDT ein professionelles
Einfriersystem mit einer breiten Produktpalette an hochtransparenten CryoPure Röhren an.

Optimales Design■ Die optimale Innenkontur des Gefäßbodens der CryoPure
Röhren erleichtert eine rückstandslose Probenentnahme.
■ Der Standfuß ist freistehend konzipiert. (3)■ Der Standfuß der CryoPure Röhren ermöglicht im
CryoRack 40 und den meisten anderen handelsüblichen
Arbeitsständern eine bequeme Einhandbedienung derRöhren. (4)

1

2

3

4

30

CryoPure 1,2 ml Röhren mit Außengewinde
Bestell-Nr.

Schraubverschluss

Nennfüllmenge

72.377weiß

1,0 ml72.377.002

rot

1,0 ml72.377.004

gelb

1,0 ml72.377.005

grün

1,0 ml72.377.007

violett

1,0 ml72.377.992

Farbmix

1,0 mlVerpackung

50/Beutel
500/Innenkarton
2.000/Karton

CryoPure 2,0 ml Röhren mit Außengewinde
72.379weiß

1,8 ml72.379.002

rot

1,8 ml72.379.004

gelb

1,8 ml72.379.005

grün

1,8 ml72.379.006

blau

1,8 ml72.379.007

violett

1,8 ml72.379.992

Farbmix

1,8 ml50/Beutel
500/Innenkarton
2.000/Karton

CryoPure 5,0 ml Röhren mit Außengewinde
72.383weiß

4,5 ml72.383.002

rot

4,5 ml72.383.004

gelb

4,5 ml72.383.005

grün

4,5 ml72.383.007

violett

4,5 ml72.383.992

Farbmix

4,5 ml25/Beutel
250/Innenkarton
1.000/Karton

CryoPure 2,0 ml Röhren mit Innengewinde und Silikondichtring
72.380weiß

1,6 ml72.380.002

rot

1,6 ml72.380.004

gelb

1,6 ml72.380.005

grün

1,6 ml72.380.006

blau

1,6 ml72.380.007

violett

1,6 ml72.380.992

Farbmix

1,6 ml50/Beutel
500/Innenkarton
2.000/Karton

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

Bestellinformation – Codierplättchen für CryoPure Röhren
Bestell-Nr.

Farbe

Verpackung

65.386weiß

100/Beutel · 3.000/Karton

65.386.002

rot

100/Beutel · 3.000/Karton

65.386.004

gelb

100/Beutel · 3.000/Karton

65.386.005

grün

100/Beutel · 3.000/Karton

65.386.006

blau

100/Beutel · 3.000/Karton

65.386.007

violett

100/Beutel · 3.000/Karton

65.386.992

Farbmix

100/Beutel · 5 Farben · 2.500/Karton

CryoRack 40/Arbeitsrack■ 4 Reihen à 10 Bohrungen für insgesamt
40 CryoPure Röhren
■ Einhandbedienung durch Bodenarretierung■ Farbige alphanumerische Codierung zur
leichten Probenzuordnung■ Rutschfest durch Gummifüße

Bestellinformation – CryoRack 40
Bestell-Nr.

Verpackung

93.856.040

1/Beutel · 10/Karton

31

32

Kryoboxen für die Tieftemperatur-Lagerung■ Hochwertige Polycarbonat Lagerboxen für die Lagerung
bei Temperaturen bis -196°C■ Leichte Probenidentifizierung durch numerische Codierungjedes Röhren-Lagerplatzes in der Box■ Kristallklare Deckelausführung und farbige Bodenteile mit
großen Öffnungen zur schnellen Entlüftung■ Verschiedene Boxen-Ausführungen für handelsübliche
1,2/2,0 und 5,0 ml CryoPure Röhren
■ Flexible Lagerkapazitäten durch Boxen im Rastermaß5 x 5, 9 x 9 und 10 x 10
■ Autoklavierbar (121°C, 20 Min.)

Maßangaben
Passend für Kryo-Röhren

1,2 – 2,0 ml

1,2 – 2,0 ml

1,2 – 2,0 ml

3,5 – 5,0 ml

Rastermaß

5x5

9x9

10 x 109x9Lagerkapazität

25

81

100

81

Boxengröße (BxTxH) in mm

75 x 75 x 52

132 x 132 x 53

132 x 132 x 53

132 x 132 x 95

Innengewinde

Innen- und Außengewinde

Innen- und Außengewinde
Ideal für Röhren mit

Bestellinformation – Kryoboxen
Verpackung

Farbe

Bestell-Nummer

5 / Beutel · 20 / Karton

93.872.225

93.873.281

93.874.210

93.875.281

5 / Beutel · 20 / Karton

93.872.425

93.873.481

93.874.410

93.875.481

5 / Beutel · 20 / Karton

93.872.625

93.873.681

93.874.610

93.875.681

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

33

Zellsiebe
Die Zellsiebe von SARSTEDT bieten eine innovative, schnelle
und einfach zu handhabende Lösung für die Gewinnung
von Einzelzellsuspensionen (Primärzellkulturen, Durchfluss­
zytometrie). Sie besitzen ein hochwertiges Nylonsieb undsind in den Porengrößen 40, 70 und 100 µm erhältlich.

1

Produktmerkmale der SARSTEDT-Zellsiebe
Folgende Eigenschaften vereinfachen die Arbeitsprozesse
und reduzieren das Kontaminationsrisiko:■ Schnelle Identifizierung der Porengröße durch farbig
gekennzeichnete Produkte – 40 μm (blau), 70 μm (weiß)und 100 μm (gelb). (1)■ Die Zellsiebe sind einzeln steril in einem Blister verpackt
und können aufgrund des umlaufend- geschlossenen
Designs inklusive Griff bequem entnommen werden. Das
Risiko den Filter versehentlich durch Berühren zu konta­
minieren, wird so minimiert. (2)2■ Vier Stege am Rahmen bewirken eine kontinuierliche Belüftung während der Filtration. Das Risiko, dass das Zellsieb
überläuft – „Air-Lock“-Effekt – wird so auf ein Minimum
reduziert. (3)■ Die Zellsiebe sind stapelbar. Dies ermöglicht eine mehr­
stufige Filtration von Zellsuspensionen z.B. nach dem
Organverdau zur Gewinnung von Primärzellen. (4)■ Die Zellsiebe sind mit gängigen 50 ml Zentrifugations­röhren kompatibel. (5)

3

4

5

6

■ Der Adapter ermöglicht den Einsatz mit einer Vielzahl
weiterer Röhren mit kleinerem Durchmesser (15 ml, 5 ml,Ø 17 x 100 mm, Ø 12 x 75 mm FACS-Röhren). (6)■ Zellsiebe und Adapter sind steril, pyrogenfrei/eindotoxinfrei
und nicht-zytotoxisch zertifiziert.

Bestellinformation – Zellsiebe
Bestell-Nr.

Bezeichnung

Porengröße [µm]Farbcode

83.3945.040

Zellsieb, steril40

1 / 5083.3945.070

Zellsieb, steril

70

1 / 5083.3945.100

Zellsieb, steril

100

1 / 5083.3945.999

Adapter für Zellsiebe––

Verpackung Blister/Karton

1 / 2534

Filtropur V und Filtropur BT
Das Filtropur-Produktsortiment ist geeignet für die Filtration
wässriger Lösungen (z.B. Zellkulturmedien) und umfasst
Filtrationseinheiten für verschiedenste Volumina. Die Filtermembranen sind mit unterschiedlichen Porengrößen erhältlichund können daher für ein breites Anwendungsspektrum
eingesetzt werden. Das Filtropur-Produktsortiment zeichnetsich durch seine Variabilität, Wirtschaftlichkeit und seine
Schnelligkeit aus:

Filtropur V und Filtropur BT Vakuumfiltration
Filtropur V und Filtropur BT wurden hauptsächlich für Anwendungen im Bereich der Zellkultur entwickelt und sind mit
Polyethersulfon (PES) Membranfiltern ausgestattet. Diese
Produkte eignen sich somit ideal für die Kaltsterilisation von
Zellkulturmedien und proteinhaltigen wässrigen Lösungen.

■ Filtropur V und Filtropur BT sind mit drei Porengrößen(0,45 µm, 0,22 µm und 0,1 µm) erhältlich.
■ Die 0,1 µm PES-Membran dient der effektiven Prävention
und Entfernung von Mykoplasmen aus Lösungen.
■ Ergonomisch geformte, standsichere, sterile Auffangflaschen sind für Volumina von 250 ml bis 1.000 ml erhältlich.
■ Die PES-Membran ermöglicht einen hohen Durchsatz bei
gleichzeitiger Reduzierung der Filtrationsdauer undzeichnet sich durch eine geringe Proteinabsorption aus.
■ Filtropur V und Filtropur BT sind steril, pyrogenfrei/
endotoxinfrei und nicht-zytotoxisch zertifiziert.

Vakuum-Filtrationseinheiten*
Bestell-Nr.

Bezeichnung

Filtrationsvolumen [ml]

Ø Membran[mm]

Membran/
Porengröße

Verpackung
Beutel/Karton

83.3940.501

Filtropur V 25

250

50

PES/0,22 µm

1/12

83.3941.500

Filtropur V 50

500

75

PES/0,45 µm

1/12

83.3941.501

Filtropur V 50

500

75

PES/0,22 µm

1/12

83.3941.502

Filtropur V 50

500

75

PES/0,1 µm

1/1283.3942.500

Filtropur V 100

1.000

91

PES/0,45 µm

1/12

83.3942.501

Filtropur V 100

1.000

91

PES/0,22 µm

1/12* Jeder Filtrationseinheit liegt ein steril verpackter Schraubdeckel für das Auffanggefäß bei.

Flaschenaufsatzfilter für Lagergefäße, max. 45 mm Außendurchmesser
Bestell-Nr.

Bezeichnung

Filtrations­volumen [ml]

Ø Membran[mm]

Membran/Poren- Verpackung
größe
Beutel/Karton

83.3940.511

Filtropur BT 25

250

50

PES/0,22 µm

1/24

83.3941.510

Filtropur BT 50

500

75

PES/0,45 µm

1/24

83.3941.511

Filtropur BT 50

500

75

PES/0,22 µm

1/24

Filtrationsvolumen [ml]Ausführung

Verpackung
Beutel/Karton

250

Mit aufgeschraubtem Deckel

1/24

500

Mit aufgeschraubtem Deckel

1/24

1.000

Mit aufgeschraubtem Deckel

1/24

Filtrationsauffanggefäße für Filtropur
Bestell-Nr.

Bezeichnung

83.3940.505
83.3941.505
83.3942.505

Auffanggefäß für
Filtropur

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

35

Filtropur S, Filtropur S plus
und Filtropur L
Filtropur S, Filtropur S plus und Filtropur L

Filtropur S und Filtropur S plus

Filtropur S, Filtropur S plus und Filtropur L eignen sich für die
Filtration wässriger Lösungen und zeichnen sich weiter durch
folgende Eigenschaften aus:

Die Spritzenvorsatzfilter Filtropur S und Filtropur S plus
werden oft für die Sterilfiltration von Zellkulturmedien,
Zellkulturzusätzen und Puffern verwendet, da sie zuverlässig
Mikroorganismen und Partikel aus den zu filtrierenden
Lösungen entfernen. Die Spritzenvorsatzfilter sind mit einer
Porengröße von 0,2 µm und 0,45 µm erhältlich.

■ Geringe Proteinadsorption und hohe Durchflussrate durch
die Verwendung von Filtropur-Membranen■ Kleines Totvolumen

Filtropur L■ Steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei und nicht-zytotoxisch■ Biokompatibilität durch 100% bindemittelfreie GF-Vorfilter
und 100% netzmittelfreie Membranen

Die gebrauchsfertigen Filtropur L - Produkte besitzen eine
Polyethersulfon (PES) Membran mit einem integrierten
Glasfaser (GF)-Vorfilter. Filtropur L eignen sich in Kombination
mit einer Membranpumpe zur schnellen Sterilfiltration von
Zellkulturmedien und wässrigen Lösungen mit einem Volumen
von bis zu 10 l. Die Filtropur L Filter sind wahlweise mit einem
Luer-Lock oder einem Schlaucholiveneingang erhältlich.

Bestellinformation – Filtropur
Bestell-Nr.

Bezeichnung

AnwendungØ Membran[mm]

Membran/
Porengröße

Verpackung
Beutel/Karton

83.1826

Filtropur S 0,45
Spritzenvorsatzfilter

Hochreinigung/Klarfiltration

28

PES /
0,45 µm

1/50, steril

83.1826.001

Filtropur S 0,2Spritzenvorsatzfilter

Sterilfiltration

28

PES /
0,2 µm

1/50, steril

83.1826.102

Filtropur S plus 0,2Spritzenvorsatzfilter

Sterilfiltration/
zur Erhöhung desGesamtfiltrationsvolumens

28

CA/GF /
0,2 µm

1/50, steril

83.3944

Filtropur L 0,2 S*
Eingang: Schlaucholive

Sterilfiltration

64

PES/GF /0,2 µm

1/50, steril

83.3944.001

Filtropur L 0,2 LS*
Eingang: Luer-Lock

Sterilfiltration

64

PES/GF /0,2 µm

1/50, steril* Zur Druckfiltration

Bestellinformation – Zubehör
Bestell-Nummer

Bezeichnung

Verpackung

83.1850

Membranpumpe mit Schlauchsatz, Edelstahlsenker und Schlauchadapter für Filtropur L

1/Karton36

Serologische Pipetten
Automatic-Sarpette®

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT 37

Serologische Pipetten■ Hergestellt aus glasklarem Polystyrol■ Größeres Pipettiervolumen durch Negativskalierung■ Variable Arbeitsweise durch Gegenskalierung■ Optimierte Mundstücke für universellen Sitz in den
gängigsten Pipettierhilfen■ Führungsrippen am Mundstück der 25 ml Pipetten bieten
einen stabilen Sitz im Aufnahmeadapter von Pipettierhilfen■ Einfache Volumenidentifikation durch internationalen
Farbcode auf jeder einzelnen Blisterverpackung■ Leicht zu öffnende, antistatische Verpackung■ Erhältlich einzeln steril* oder zu 25 Stück im Beutel
verpackt* Einzeln steril verpackte Pipetten sind als pyrogenfrei / endotoxinfrei undnicht-zytotoxisch zertifiziert.

Bestellinformation – Serologische Pipetten 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml
Bestell-Nr.

Gesamtvolumen/
Graduierung

86.1251.001

1 ml

1/100 mlwattiert, einzeln steril

100/1.000

86.1251.025

1 ml

1/100 mlwattiert, steril zu 25 Stück

25/1.000

86.1252.001

2 ml

1/100 mlwattiert, einzeln steril

100/1.000

86.1252.025

2 ml

1/100 mlwattiert, steril zu 25 Stück

25/1.000

86.1253.001

5 ml

1/10 mlwattiert, einzeln steril

50/50086.1253.025

5 ml

1/10 mlwattiert, steril zu 25 Stück

25/50086.1254.001

10 ml

1/10 mlwattiert, einzeln steril

50/50086.1254.025

10 ml

1/10 mlwattiert, steril zu 25 Stück

25/50086.1685.001

25 ml

2/10 mlwattiert, einzeln steril

25/20086.1685.020

25 ml

2/10 mlwattiert, steril zu 20 Stück

20/20086.1256.001

50 ml

1/2 mlwattiert, einzeln steril

30/90

Ausführung

Farbcode

Verpackung
Stück/Beutel/Karton

Aspirationspipette, Polystyrol■ Für das Absaugen von Flüssigkeiten mittels Vakuumpumpe■ Einzeln, steril verpackt in Papier/Kunststoff-Peel-Verpackung■ Pyrogenfrei/endotoxinfrei und nicht-zytotoxisch■ Ohne Druck, ohne Wattestopfen

Bestellinformation Aspirationspipette
Bestell-Nummer

Gesamtvolumen/Graduierung

Ausführung

Verpackung Stück/Karton

86.1252.011

2 ml/ohne Graduierung

nicht wattiert, ohne Druck, einzeln steril

1/Karton

38

Automatic-Sarpette®
Die ergonomisch geformte SARSTEDT Automatic-Sarpette®
bietet ein komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten auch
bei langen Pipettierserien.
■ Ergonomisches Design und optimale Gewichtsverteilung■ Ein-Hand-Bedienung für komfortables Arbeiten■ Pumpengeschwindigkeit in 3 Stufen einstellbar■ Präzise und feinfühlige Steuerung der Füll- und Abgabegeschwindigkeit mittels zwei Pipettierknöpfen
■ Optimaler Sitz aller Kunststoff- und Glaspipetten dank
mehrfach abgestuften Silikon-Pipettenhalter■ Befüllung einer 50 ml Pipette unter 10 sec. bei maximaler
Motorleistung■ Geräuscharmer Pumpenmotor für angenehmes Arbeiten■ NiMH-Akku mit einer Betriebszeit von bis zu 8 Stunden■ LED-Anzeige zur Kontrolle der Akkuladung

Bestellinformation – Automatic-Sarpette®
Bestell-Nr.

Bezeichnung

Verpackung

90.189.200

Automatic-Sarpette® inkl. Ladegerät EU, Tischständer, Wandhalterung,
2 Ersatzfilter (0,45 μm und 0,20 μm)

1 Stück/Karton

90.189.202

Automatic-Sarpette® inkl. Ladegerät GB, Tischständer, Wandhalterung,
2 Ersatzfilter (0,45 μm und 0,20 μm)

1 Stück/Karton

90.189.203

Automatic-Sarpette® inkl. Ladegerät US, Tischständer, Wandhalterung,
2 Ersatzfilter (0,45 μm und 0,20 μm)

1 Stück/Karton

90.189.204

Automatic-Sarpette® inkl. Ladegerät AUS, Tischständer, Wandhalterung,
2 Ersatzfilter (0,45 μm und 0,20 μm)

1 Stück/Karton

90.189.205

Automatic-Sarpette® inkl. Ladegerät KR, Tischständer, Wandhalterung,
2 Ersatzfilter (0,45 µm und 0,20 µm)

1 Stück/Karton

90.189.220

Ersatzfilter für Automatic-Sarpette®, Porengröße: 0,45 μm

5 Stück/Beutel

90.189.221

Ersatzfilter für Automatic-Sarpette , Porengröße: 0,2 μm

5 Stück/Beutel

90.189.222

Silikonadapter für Automatic-Sarpette®

1 Stück/Beutel

90.189.223

Ersatzakkus für Automatic-Sarpette®

2 Stück/Beutel®

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT 39

Konische Röhren, 15 ml und 50 ml Volumen, steril■ Besonders klarsichtiges Polypropylen (PP) ermöglicht
ungehinderte Einsicht auf das Probenmaterial■ Aufgedruckte Skalierung und Beschriftungsfeld■ Graduierung und Beschriftungsfeld ethanol- und methanolbeständig
■ Zentrifugierbar bis 20.000 x g* (Ausnahme: 62.559.001 nur bis 8.000 x g)
■ Steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht-zytotoxisch
Bestell-Nr.

Volumen [ml] Länge [mm]

Ø [mm]

VersionVerpackung Beutel/Karton

62.559.001

50

115

28

mit Standfuß, Verschluss rot, montiert

25/30062.547.004

50

114

28

Verschluss rot, montiert

25/Styroporständer/300

62.547.254

50

114

28

Verschluss rot, montiert

25/30062.554.002

15

120

17

Verschluss rot, montiert

50/Styroporständer/500

62.554.502

15

120

17

Verschluss rot, montiert

50/500* Bei Flüssigkeitsdichte von 1,06 g/ml und Zentrifugeneinsätzen, die dem konischen Boden der Röhre angepasst sind, getestet bei 20°C, für 30 Minuten.

Zellkultur-Röhren, PS glasklar, steril
Die vorbehandelten Polystyrolröhren mit Schraubverschluss eignen sichbesonders für:■ Anzucht von kleinen Zellpopulationen■ Anzucht von Suspensions- oder Monolayerkulturen■ Der Schraubverschluss ermöglicht eine gleichmäßige Beatmung undeinen gasdichten Verschluss der Zellen
Bestell-Nr.

Volumen [ml] Länge [mm]

Ø [mm]

VersionVerpackung Beutel/Karton

83.9923.945

15

125

16

Verschluss rot, TC-behandelt

5/1.000

83.9923.943

12

99

16

Verschluss rot, TC-behandelt

5/1.000

83.9923.929

10

97

16

Verschluss rot, konischer Boden, TC-behandelt

5/1.000

Röhre mit 2-Positionen-Verschluss, steril
Der Belüftungsstopfen hat einen Zweistufensitz. In der ersten Stufe – Stopfen
leicht aufgesetzt – ist eine Belüftung des Röhreninnenraums gegeben. Bei festem
Nachdrücken schließt der Stopfen in der zweiten Stufe die Röhre dicht ab.
Bestell-Nr.

Volumen

Länge

Ø

VersionVerpackung Beutel/Karton

55.526.006 PP

5 ml

75 mm

12 mm

ohne Druck

25/1.000

55.476.013 PS

5 ml

75 mm

12 mm

ohne Druck

25/1.000

62.526.028 PP

5 ml

75 mm

12 mm

aufgedruckte Skalierung

einzeln verp., steril • 500/Karton

62.476.028 PS

5 ml

75 mm

12 mm

aufgedruckte Skalierung

einzeln verp., steril • 500/Karton

62.515.006 PP

13 ml

100 mm

16 mm

aufgedruckte Skalierung

25/50062.515.028 PP

13 ml

100 mm

16 mm

aufgedruckte Skalierung

einzeln verp., steril • 500/Karton

Weitere Versionen aus unserem Röhren-Programm entnehmen Sie bitte unserem „Tube Finder“ unter www.sarstedt.com.

Wenn Sie Fragen haben:
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

SARSTEDT AG & Co. KG
Sarstedtstraße 1D-51588 Nümbrecht
Tel.: +49 2293 305 0
Fax: +49 2293 305 3450
Kundenservice Deutschland
Telefon 0800 0 83 305 0
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com

BRO_10_215_0700_100_NF   Diese Publikation kann Informationen zu Produkten enthalten, die nicht in jedem Land erhältlich sind   Technische Änderungen vorbehalten

Besuchen Sie auch unsere Internetseite:www.sarstedt.com