Data sheet
testo 835

赤外放射温度計
testo 835

高温でも安全に正確な測定が可能°C

4点レーザーで測定エリアの確認ができるため確実な測定が可能
50：1のスポット比で遠距離からの測定にも最適%RH

測定対象に応じて内蔵の放射率テーブルから放射率を設定
表 面温 度と雰 囲気湿 度の 測 定値から測 定 対 象の 表面付近の湿度を演算（835-H1）
アイコンとジョイスティックによる使いやすく分かりやすい
メニューガイド
測定値・測定ポイントの記録やデータ分析のためのPCソフト
ウェアに対応testo 835 は、分かりやすいメニューおよびアイコンと、使い

testo 835-H1 は、工業および商業の幅広い用途に最適です。

やすいジョイスティックを備えています。複数の測定ポイントを壁面の温 湿 度 測定、空調換 気システムのモニタリングや動 作作成し、最大200件の測定値を保存することができます。さらに、確認、設備 機 器の点検や調査により、製 造プロセスの品質を最 小 値 ／最 大 値 の 表 示 、視 覚 および 音 響 アラ ームのしきい

高いレベルで確実に維持できます。

値の設 定も可能 。無 償でダウンロードできるソフトウェアを使用すると、測定データを素早く簡単に分析できます。

www.testo.com

testo 835

モデル
testo 835-T1
600℃まで対応のベーシックモデル

testo 835-T2
1,500℃まで対応の高温モデル

小さい測 定 対 象や離 れた場所からの 測 定にも対応します。壁 表 面 の 温 度
モニタリング、燃焼機器や空調機器の動作確認、産業分野の品質管理などの用途に最適です。

1,500℃までの高温測定にも対応します。産業分野における、ガラス、セラミック、金属の測定に最適です。

testo 835-T1

testo 835-T2

同梱品： 本体、ストラップ、乾電池、出荷検査書

同梱品： 本体、ストラップ、乾電池、出荷検査書

型番： 0560 8354

型番： 0560 8355

testo 835-H1
温湿度センサ内蔵モデル
内蔵の温湿度センサにより、気体温度と相対湿度の測定が可能。表面温度だけでなく、建物内のカビ発生リスクの検知、相対湿度や露点温度の確認に最適です。

testo 835-H1
同梱品： 本体、ストラップ、乾電池、出荷検査書

型番： 0560 8356

testo 835

テクニカルデータ

testo 835-T1

testo 835-T2

testo 835-H1

赤外放射
スポット比

50：1（+24mm）

レーザー

4点レーザースペクトル範囲

8～14µm

測定範囲-30～+600℃-10～+1,500℃-30～+600℃

精度 ±1digit±2.5℃（-30.0〜-20.1℃）±1.5℃（-20.0〜-0.1℃）±1.0℃（+0.0〜+99.9℃）
測定値の±1%（その他の範囲）±2.0℃ または 測定値の±1%±2.5℃（-30.0〜-20.1℃）±1.5℃（-20.0〜-0.1℃）±1.0℃（+0.0〜+99.9℃）
測定値の±1%（その他の範囲）

分解能

0.1℃

0.1℃（-10.0〜+999.9℃）
1℃（+1000.0〜+1500.0℃）

0.1℃-50～+600℃-50～+1,000℃-50～+600℃

K熱電対（外付け）
測定範囲
精度 ±1digit±（-0.5℃＋測定値の0.5%）

分解能

0.1℃

温湿度センサ（内蔵）
測定範囲‒

0〜100%RH

精度 ±1digit

‒

±2%RH
±0.5℃

分解能

‒

0.1℃
0.1%RH
0.1℃td⼀般テクニカルデータ
放射率0.10～1.00（0.01毎に設定可能）

放射率テーブル20パターン保存可能

レーザースイッチ

オン/オフ切替可能

メモリ
アラーム（上限値/下限値）

200測定値
赤外放射測定、K熱電対

アラーム種類

光学式、音響動作温度-20～+50℃

保管温度-30～+50℃

ハウジング材質
外形寸法
質量
バッテリ

ABS+PC
193×166×63mm514g
単3電池×3

バッテリ寿命25時間（25℃、レーザー/バックライト消灯時）
10時間（25℃、バックライト消灯時）

ディスプレイドットマトリックス

オートオフ機能（連続測定時とUSBケーブル接続時は無効）規格

バックライト： 30秒
電源： 120秒

規格

EN 61326-1：2006

testo 835

アクセサリ

testo 835-T1/T2 アクセサリ

型番

ブラケット

0440 0950

PC接続用 USBケーブル

0449 0047

反射面測定用 黒体テープ（25mm×10m）

0554 0051

シリコン製 ヒートペースト（14g）耐熱260℃

0554 0004

校正 指定ポイント（50/150/250℃）

お問い合わせください

校正 指定ポイント（100/200℃）

お問い合わせください

校正 任意ポイント（50～250℃）

お問い合わせください

収納ケース
EasyClimate

0516 8451
PC分析用ソフトウェア（Webページより無料ダウンロード可）

0501 0485

testo 835

測定に関する情報
測定スポットと距離測定器と測定対象の距離に応じて測定スポットが定まります。
スポット比上部： レーザー
下部： 測定スポット

testo 835

外付け K熱電対プローブ

プローブタイプ

外形寸法
プローブシャフト/プローブシャフト先端部

測定範囲

精度

応答速度t99

型番

気体温度プローブ
気体用温度プローブ
ケーブル長： 1.2m

0602 1793

115mm-60〜+400°
CClass 21）

200秒

Ø 4mm

浸漬芯温プローブ
高速応答防水浸漬芯温プローブ
ケーブル： 1.2m

Ø 1.5mm高速応答防水浸漬芯温プローブ
ケーブル： 1.2m

0602 0593
300mm

60mm

-60〜+1,000°
C

2秒
0602 2693

14mm-60〜+800°
C
Ø 5mmClass 1 1）Class 11）Class 11）Class 21）3秒

Ø 1.5mm

シースタイプフレキシブル

0602 5792
Ø 1.5mm

防水型浸漬芯温プローブ

C-40～+1,000°

500mm

114mm

0602 1293

50mm-60〜+400°
C
Ø 5mm

5秒

7秒

Ø 3.7mm

表面温度プローブ
高速応答表面温度プローブ
ケーブル： 1.2m

パドル型表面温度プローブ
ケーブル： 1.2m

0602 0393

115mm-60〜+300°C
Ø 5mm

Ø 12mm

145mm

40mm

Class 2 1）

3秒
0602 0193

0〜+300°C

Class 21）Class 21）Class 21）Class 11）

5秒

Ø 8mm

防水型表面温度プローブ
ケーブル： 1.2m

-60〜+400°
CØ 5mm

L字型 高速応答表面温度プローブ
ケーブル： 1.2m

80mm

30秒

Ø 6mm

0602 0993

50mm-60〜+300°
CØ 5mm

防水型表面温度プローブ
ケーブル： 1.2m

0602 1993

115mm

3秒

Ø 12mm0602 0693

150mm-60〜+1,000°
CØ 2.5mm

Ø 4mm1）温度精度は IEC 60584 に準拠しており、Class1（–40〜+1,000℃）、Class 2（–40〜+1,200℃）です。

20秒

testo 835

外付け K熱電対プローブ

プローブ

外形寸法
プローブシャフト/プローブシャフト先端部

測定範囲

精度

応答速度t99

型番

表面温度プローブ
フラットヘッド表面温度プローブ
ケーブル： 1.6m（ロッド伸縮と連動）

985 ±5mm0602 2394

12mm-50〜+250°
CClass 21）

Class 21）3秒

Ø 25mm

マグネットプローブ 20N
ケーブル： 1.6m

マグネットプローブ 10N
ケーブル： 1.6m

0602 4792

35mm-50〜+170°CØ 20mm0602 4892

75mm
Ø 21mm

面ファスナー式パイプ巻付型
表面温度プローブ
ケーブル： 1.5m

Class 2 1）

-50〜+120°
CClass 11）Class 21）Class 21）Class 21）Class 21）0628 0020

395mm
20mm

パイプクランプ表面プローブ
ケーブル： 1.2m

パイプクランプ表面プローブ用
スペアセンサヘッド-50〜+400°
C

90秒
0602 4592-60〜+130°C

5秒
0602 0092

35mm-60〜+130°
C15mm

パイプクランププローブ
ケーブル： 1.2m

5秒
0602 4692-50〜+100°
C

5秒

食品用プローブ
防水型食品用ステンレスプローブ
ケーブル： 1.2m

125mm

0602 2292

30mm-60〜+400°C
Ø 4mm

Ø 3.2mm1）温度精度は IEC 60584 に準拠しており、Class1（–40〜+1,000℃）、Class 2（–40〜+1,200℃）です。

7秒

testo 835＊本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

（2022.06）

www.testo.com〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F● セールス
TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277● サービスセンター（修理・校正）TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863

ヘルプデスク TEL.045-476-2547
ホームページ http://www.testo.com

e-mail info@testo.co.jp