薄層クロマトグラフィー
総合カタログ 2024

TLC、HPLTC、TLC-MS 各プレート
および TLC 解析装置・アクセサリー
Consistency is our standard.

The life science businessof Merck operates as
MilliporeSigma in the
U.S. and Canada.

伝統と革新TLC のパイオニアから、最高品質を世界中の皆様に時代の先をゆく際立つ品質、信頼の実績

ります。数十年前、史上初のプレコート TLC プレートを発表し、クロマトグラフィー法のなかでは、最も多用途にご使用いただ

メルクと薄層クロマトグラフィーの歴史は、古くまでさかのぼ分析技術の歴史に革命を起こしました。今日、TLC 製品ライン

ナップは 60 種類以上となり、品質・性能・アプリケーション
すべての側面で、世界水準を押し上げ続けてきました。またそれだけにとどまらず、メルクの革新の旅は今現在も続いています。何がそうさせるのでしょうか ? それは、お客様第一主義を掲げているからです。メルクの挑戦がお客様の成功につながることを喜びとし、皆様とともに成長できるよう、今後も努力を続けてまいります。

Contents
TLC プレートセレクションガイド .............................................. p.3
TLC 実験で押さえておきたい 7 つのポイント .......................... p.4
未修飾シリカゲル TLC プレート................................................ p.6

HPTLC（高性能薄層クロマトグラフィー）プレート................. p.8
LiChrospher®（球状シリカゲル）HPTLC プレート.............. p.10
分取用 PLC プレート................................................................ p.12

酸化アルミニウム TLC プレート.............................................. p.13

化学修飾シリカゲル TLC/HPTLC プレート............................ p.14
• 逆相修飾プレート • CN/DIOL/NH2 プレート

セルロース TLC/HPTLC プレート........................................... p.16

特殊プレート

濃縮ゾーン付 TLC/HPTLC/PLC プレート.............................. p.18

薄層クロマトグラフィーは、化学物質を分離・同定するためのTLC プレートセレクションガイド
1

Step

担体の選択

TLC はさまざまな化合物の分析に使用された実績があり、報告されている参考文献も豊富です。まずは既存の試験法や文献情報等をご確認の上、分析試料に適した担体をお選びください。未知の試料や新たに試験法を検討される場合は、最も一般的に使用されている未修飾シリカゲルがファーストチョイスとなります。また未修飾シリカゲル以外にも、さまざまな担体をラインナップしています。
本カタログを参考に最適な担体をお選びください。
一般分析用 TLC

未修飾シリカゲル
6 ページ

高性能 HPTLC

8 ページ

分取用 PLCける手法です。迅速かつ簡便で、定量分析・定性分析のどちら

酸化アルミニウム
13 ページ10 ページ12 ページ

化学修飾シリカゲル（逆相プレートなど）

14 ページ14 ページセルロース
16 ページ16 ページ

2 支持体の選択にも使用可能です。TLC のリーディングカンパニーとして、他

Stepレートを提供し、最高レベルの信頼性を約束します。多種にわ

ガラスプレート、アルミシートおよびプラスチックシートの 3 種類からお選びいただけます。同種の担体の場合、分離挙動は同じなに類を見ない優れた強度と表面の平滑さを兼ね備えた TLC プ

たる担体・サイズ・支持体を採用したプレートをラインナップ

することで、お客様のさまざまなニーズや厳しい使用条件にもお応えいたします。品質については言うまでもありません。現在公開されている数えきれないほどの文献や試験法が、すべてを物語っています。

LuxPlate™................................................................................ p.20
Kieselguhr（珪藻土）TLC プレート....................................... p.20

ため、どの支持体でも選択が可能です。下の表をご参照の上、用途に適した支持体を採用した製品をお選びください。
ガラスプレート

材質

ガラス（厚さ 1.2-1.3 mm）

マルチフォーマット TLC/HPTLC プレート.............................. p.22

MS グレード TLC/HPTLC プレート........................................ p.22

カッター、またはハサミで切断。
かさばらず省スペースで保管が可能。
軽い。

プラスチックシート

ポリエチレンテレフタレート（厚さ 0.2 mm）

カッター、またはハサミで切断。
かさばらず省スペースで保管が可能。
軽い。
透過光によるデンシトメーターの利用が可能。

TLC の全工程をサポートするアクセサリー............................ p.23

TLC/PLC 用担体....................................................................... p.24
薄層クロマトグラフィー展開用溶媒....................................... p.25

薄層クロマトグラフィー関連アクセサリー.............................. p.26

TLC Explorer（TLC 解析装置）............................................. p.28

カタログ番号順索引................................................................. p.34
Key Applications................................................................... p.35

耐薬品性、耐熱性が高い。
最も幅広く使用されているプレート。

硬質アルミニウム（シートタイプ：厚さ 0.1 mm
ロールタイプ：厚さ 0.8 mm ）GLP TLC/HPTLC プレート...................................................... p.21

シリカゲル 60G TLC プレート................................................. p.21

特長・メリット

アルミニウムシート

Step

注意点

切断にはプレートカッター、またはガラスカッターが必要。保管スペースが必要。
耐薬品性が悪い。

※下記の発色試薬・展開溶媒は使用不可

強酸、強アルカリ、Formaldehyde/Sulfuric acid、Isatin/
Sulfuric acid、Conc. Sulfuric acid、Vanillin/Sulfuric acid、
Phosphoric acid、Phosphoric acid/Bromine
シリカゲルまたは酸化アルミニウムを担体とするシートには固着剤を少量含有しており、水 50% 以上の展開溶媒では剥離する恐れあり。
耐熱性が低い。120℃以上の加温を行うと変形の恐れあり。
※下記の発色試薬・展開溶媒は使用不可

Formaldehyde/Sulfuric acid、Isatin/Sulfuric acid、Conc.
Sulfuric acid、Vanillin/Sulfuric acid
ハサミで切れる TLC アルミシート ▼3 各種グレードの選択

用途に応じて 3 つのグレードからお選びいただけます。また試料に応じて、さまざまな種類のプレートも用意しております。

TLC （Thin Layer Chromatography） 一般分析用薄層クロマトグラフィー
HPTLC （High Performance TLC） 高性能薄層クロマトグラフィー
PLC（Preparative layer plates）

分取用薄層クロマトグラフィー

特殊プレート特長

LuxPlate™

希薄試料の分析に 蛍光強度が 2 倍の高感度プレート

濃縮ゾーン付 TLC/HPTLC/PLC プレート
Kieselguhr（珪藻土）TLC プレート
GLP TLC/HPTLC プレート

シリカゲル 60G TLC プレート

マルチフォーマット TLC/HPTLC プレート
MS グレード TLC/HPTLC プレート2

球状シリカゲル（リクロスフェア®）

少量～多量の希薄試料をよりシャープに分離可能
高極性から中極性化合物の分離に
シリアル番号入りプレート

欧州薬局方に準拠 固着剤としてギプスを用いた高強度プレート
ガラスカッター不要！手で割れるプレート
TLC-MS に最適な高純度プレート

3

TLC 実験で押さえておきたい

Point

5

7つのポイント
Point1

混和性が悪い溶媒同士を混合して展開溶媒を調製すると、時間の経過とともに二相分離が起こる可能性があり、TLC 実験の再現性に悪影響を及ぼします。移動相に用いる溶媒の混和性は必ず確認しましょう。
Acetic acid 酢酸
Source:Acetone アセトン
Acetonitrile アセトニトリル
N.B. Godfrey, Chem. Technol.2 (1972) 359
Benzene ベンゼン
混和する
J.H.Hidebrand and R.L.Scott, The
Butanol ブタノール
Solubility of Nonelectrolytes,
Carbon tetrachloride 四塩化炭素
混和しない
Reinhold Publ. Corp. New York, N.Y. (1950)
Chloroform クロロホルム
Cyclohexane シクロヘキサン
Cyclopentane シクロペンタン
Dichloroethane ジクロロエタン
Dichloromethane ジクロロメタン
Dimethylformamide(DMF) ジメチルホルムアミド
Dimethyl sulfoxide(DMSO) ジメチルスルホキシド
Dioxane ジオキサン
Water 水Ethanol エタノール
Ethyl acetate 酢酸エチル
Diethyl ether ジエチルエーテル
n-Heptane n-ヘプタン
n-Hexane n-ヘキサン
Methanol メタノール
Ethyl methyl ketone(MEK) エチルメチルケトン
Isooctane イソオクタン
n-Pentane n-ペンタン
2-Propanol 2-プロパノール
Diisopropyl ether ジイソプロピルエーテル
Tetrachloroethane テトラクロロエタン
Tetrahydrofuran(THF) テトラヒドロフラン
Toluene トルエン
Trichloroethane トリクロロエタン
Xylene キシレン

TLC プレートの保存方法

TLC シリカゲル表面には空気中の水分や各種蒸気が吸着しやすいため、保存方法に注意が必要です。
• 密閉容器（デシケーター等）で保存する。

• シリカ面の外部との接触・汚染を防ぐため、一番上のプレートは裏返して支持体面が表になるように重ねておく。

＊ PEI セルロースプレートは 5 〜 15℃で保管してください。

Point

2

TLC プレートの活性化（加熱処理）

シリカゲルなどの極性担体では特に、大気中に存在する水分子が担体表面に吸着すると活性が失われてしまい、保持力が小さくなってしまいます（Rf 値が大きくなる傾向）。その場合、
吸着した水を取り除く活性化（加熱処理）が有効です。

各種プレートの活性化推奨条件
製品名

TLC/HPTLC シリカゲル 60 各種（濃縮ゾーン付きを含む）

TLC/HPTLC RP-8/18

PLC シリカゲル 60 各種（濃縮ゾーン付き含む）

注意点：室温の乾燥機にプレートを入れた状態で加温を開始し、70℃に到達した後 30 分間保持してください。

TLC 酸化アルミニウム 60/150
TLC/HPTLC セルロース各種

温度（℃）

時間（分）

120

15

120

展開溶媒の混和性

6

30

120

15

展開溶媒の再利用、長期保存は NG!

展開溶媒を再利用したり、長期保存後に使用すると、溶媒の組成が最初とは変わり分離の再現性が損なわれることがあります。必ず調製直後のフレッシュな溶媒を使用しましょう。

30

70
70

Point

溶媒の使用
1 回目

30

2 回目

3 回目

4 回目

17 日保存後の展開溶媒を使用調製直後の展開溶媒を使用＊ 活性化後数分間で、プレートは室内の湿度と平衡に達します。湿度が高い場合はガラスプレート等を担体面に被せ、湿度とのばく露を防ぐなど工夫が必要です。

＊ プラスチックシートの製品は 120℃以上では変形の恐れがあります。120℃以上に温度が上昇しないように注意してください。

Point

3

TLC プレートの前洗浄（プレリンス）

TLC プレートのシリカゲル表面は活性を有するため、大気中に存在する有機溶媒の蒸気などさまざまな物質により汚染される可能性があります。担体表面に吸着した汚れやシリカゲルに含まれる可溶性のバインダー成分は、プレートの前洗浄で除去することができます。

• 浸漬法（1 ～ 7 分× 1 ～ 2 回） 短時間で済み均一な表面が得られます。

• 空展開 所要時間が長くなりますが、汚染物質をプレートの上端に寄せることができるためより高い洗浄効果を得ることができます。

Point

4

プレートの端部分には余白を製品の特性上、プレートの端部分はシリカゲルの強度不足、または厚みの不均一が発生する場合があります。
特に 20 × 20 cm のガラスプレートでは、左右の端部から 1.5 cm 以上の余白を取って試料をスポットすることを4

お勧めします。

Chloroform-Methanol-Ammonia = 56:14:1

Point

7

Ethylacetate-Formic acid-Acetic acid-Water =100:11:11:27

展開槽は飽和させ使用

飽和展開槽

不飽和展開槽不飽和展開槽の場合、主に溶媒フロント部分でプレートから溶媒が蒸発します。そのため、溶媒フロントがさらに移動するにはより多くの溶媒が必要になり、結果としてRf 値が増大します。一方、溶媒を浸み込ませたろ紙を展開槽内に挿入すると、溶媒蒸気は均一に分散して展開槽内が溶媒の蒸気で飽和します。この飽和展開槽にプレートを入れると、乾燥した担体に溶媒が吸着し、また担体からの溶媒蒸発も抑制されます。そのため溶媒フロントが同じ距離を移動するのに必要となる溶媒が少量で済み、Rf 値も小さくなる傾向にあります。データの再現性を良くするためには、気相の条件を一定に保ちやすい飽和展開槽のご使用をお勧めします（展開槽のラインナップは p.26 をご覧ください）。

飽和展開槽で展開を行う＊ 展開溶媒が混合溶媒の場合、溶媒組成分の極性の差や溶媒の蒸発および凝集の影響により、溶媒フロントが 2 本以上現れることがあります。
この場合、展開溶媒を再利用することはできません。

5

一般分析用 TLC

未修飾シリカゲル

未修飾シリカゲル

未修飾シリカゲル TLC プレート
スタンダードなプレートで、すべての試料に信頼のおける分析を

ご注文情報

未修飾シリカゲル TLC プレート
担体種類

グレード

TLC シリカゲル 60

薄層クロマトグラフィーで最も広く使用されているプレートです。

TLC

蛍光指示薬の種類

無がシリカゲル表面に吸着して固定相となり、分配に基づく分離も行われます。適切な展開溶媒を使用することで、非常に広範囲な化

250

合物を分離可能です。担体には固着剤として有機性のバインダーを添加しています。メルクの長期にわたる経験に基づき、均一かつ強度のあるシリカゲルコーティングを可能にしました。

• 最高レベルの品質

Analysis of a sulfonamide mixture

Start

Sample• 最も信頼のおける
バッチ間差

TLC

Sample volume

4

Mobile phase3

2. Sulfamerazine

2000Detection

7 [cm]

5. Sulfanilamide (all 0.1%)

Ethyl acetate / methanol / ammonia

UV 254 nm(TLC/HPTLC Scanner 2/CAMAG)

Analysis of a sulfonamide mixture on a classical TLC silica
gel 60 F254 reveals clear separation of five different
isomers

5 × 20

100 枚

20 × 20

25 枚

2.5 × 7.5
5 × 1020 × 20

TLC シリカゲル 60 W

TLC

無TLC シリカゲル 60 W F254s

TLC

F254s

TLC シリカゲル 60 F254
ラックスプレート

TLC

F254

（製品情報 → p.20）

200

250

200

250

50 枚

100 枚
50 枚

25 枚

20 × 20

25 枚

5 × 20

100 枚

5 × 10200 枚

2.5 × 7.5

100 枚

20 × 20

25 枚

5 × 20
5 × 10

25 枚
25 枚

25 枚

5 × 7.5

20 枚

50 枚

500 × 20

1 ロール

4×8

50 枚

20 × 20

25 枚

25 枚

20 × 20

25 枚

20 × 20

25 枚

5 × 10

25 枚

20 × 20
10 × 20

2.5 × 7.5

ガラスプレート
アルミシートプラスチックシート

25 枚

50 枚

100 枚

カタログ番号

1.05721.0001

1.05626.0001

1.05724.0001
1.15326.0001

1.05553.0001
1.16835.0001

1.05748.0001

1.05715.0001

1.05729.0001

ガラスプレート

1.05714.0001
1.05808.0001
1.05719.0001
1.05789.0001
1.15327.0001

500 枚
100 枚

5 × 10支持体

50 枚

5 × 2020 × 200.75 µL

solution 25% (60/20/2 (v/v/v)

25 枚

10 × 20

10 × 20

1. Sulfadiazine

入数

20 × 20

2.5 × 7.5

F254

4. Sulfapyridine

2• 高い強度TLC シリカゲル 60 F254

3. Sulfisoxalozole

1

250

サイズ
[cm]

10 × 20

担体表面のシラノール基に試料が吸着することにより分離が行われます。水やアルコール含有量の多い展開溶媒では、それらの溶媒

5

層厚
[µm]

200

吸着と脱離、分配による分離特長

一般分析用 TLC

1.15341.0001

1.05554.0001

アルミシートプラスチックシート
アルミシート

ガラスプレート
アルミシート

ガラスプレート

1.05570.0001
1.05534.0001
1.16834.0001
1.05549.0001
1.05562.0001

1.05735.0001

1.05750.0001

1.16487.0001

1.16485.0001

1.16484.0001

1.05805.0001

1.05804.0001
1.05802.0001
1.05801.0001| F254: 蛍光指示薬（マンガン活性化ケイ酸亜鉛。UV254 nm で黄緑の蛍光を発する）| F254s: 耐酸性 蛍光指示薬（UV254 nm で淡青色の蛍光を発する）| LuxPlate™: 蛍光感度が 2 倍のプレート | W: 水 100% で使用可能なプレート

コラム

1＊ シリカゲルの後に続く数字（60 等）は平均細孔径（Å）を示します。

TLC プレートの品質管理について

例：カタログ番号 1.05715.0001 ロット：HX54735915 の試験成績書

メルクのTLCプレートは、厳しい品質試験をクリアした高品質な製品です。
たとえば最 もご愛 顧 頂 いている TLC ガラスプレート（カタログ番 号
1.05715.0001）の場合、TLC の分離性能の本質となるシリカゲル微粒子の物理的性状を詳しく記載しています。また、2 種類の分離性能試験を実施し、その結果を試験成績書に明記して保証しています。試験成績書は

❶
❷
❸
❹
❺

メルクの Web サイトから、どなたでもダウンロードいただけます。メルクのほとんどの製品が日本薬局方の要求項目を満たしているだけでなく、厳しい品質試験によって管理された信頼のおける製品です。これが、皆様に長年ご愛顧頂いてきた実績の裏付けとなっているのです。

是非一度、ご使用のプレートの試験成績書もご覧になってみてください。

❻
6❶ 比表面積❷ 細孔容量❸ 粒子径❹ 層厚❺ 層厚のバラつき❻

シリカゲル微粒子の物理的性状についての規格コラム

2

TLC について

ガスクロマトグラフィーが気体を用いて揮発性物質を分離する気相クロ
マトグラフィーであるのに対し、TLC は高速液体クロマトグラフィー（HPLC）と同じく、液体を用いる液相クロマトグラフィーに分類することができます。しかし、HPLC は密閉系で固相（カラム充填剤）と液相（移動相）の二相で分離を行うのに対し、TLC では解放系で分離を行い、固相・TLC 実験のフローチャート

液相・気相（展開槽内の雰囲気）の三相が影響する点が異なっています。
解放系で行う手法のため、結果に影響を与える要素が多数存在します。
しかし HPTLC プレートや試料アプライ装置、展開槽、検出器等を組み合わせることで、カラム法に匹敵する分離性能と再現性を得ることができます。
HPLC と比較した TLC の利点
展開後、原点に留まっている成分も簡単に検出可能
幅広い選択性を持った呈色試薬で、目的の化合物を検出可能

検出時は展開溶媒が除去されているので、UV 吸収を起こす展開溶媒を使用可能

1 枚のプレート上に複数試料をアプライできるため、同一条件による多検体の分析が可能

2 種類の分離性能試験を標準サンプルを用いて実施。
hRf 値と分離能を記載。
7

高性能 HPTLC

未修飾シリカゲル

未修飾シリカゲル

HPTLC（高性能薄層クロマトグラフィー）プレート
定量分析も可能。複雑な試料の分析に

高性能 HPTLCTLC と HPTLC の比較

同一条件でダンシルアミノ酸の分析を行うと、HPTLC では非常にシャープなバンドが短い展開距離で迅速に得られます。また、
HPTLC では 1 枚のプレートに対して TLC の 2 倍の試料数をアプライし分析することが可能です。

TLC よりも高い分解能が必要なケースでは、HPTLC プレートをお選びください。

TLCプレートとHPTLCを使用したダンシルアミノ酸分析の結果

TLC よりも粒子径が細かく、より均一な粒度分布のシリカゲル担体を用いることにより高密度かつ平滑なコーティングを実現し、バ

Sampleンドの拡散も最小限に抑えられます。これらの特長に合わせてシリカゲル層を薄くしているため（200 µm または 100 µm）、高感度かつ迅速な分析を可能にしました。

1. N-alpha-dansyl-L-asparagine

Mobile phase

3. Dansyl-L-cysteic acid

Detection

5. Dansyl-glycine

Migration distance

2. alpha-dansyl-L-arginine
4. N-Dansyl-L-serine

特長

Sample volume

6. N-N-Didansyl-L-tyrosine• 高速分析が可能（展開時間およそ 3 ～ 20 分）

Analysis time

A. TLCB. HPTLC

Ethyl acetate/methanol/propianic acid
(20/10/3)
UV 3664 µm

0.3 µm42 min13 min 45 sec

10 cm

5 cm

• TLC と比較して 5 ～ 10 倍の高感度• 高い再現性、シャープなバンドで定量分析が可能＊ 既知容積のキャピラリーとシリンジ製のアプライ装置を用いることで、定量に必要な高度な正確さと精密さが得られます。
TLC プレートと HPTLC プレートの仕様比較
平均粒子径

粒度分布

HPTLC
plate

細孔径

TLC
plate

細孔容量
比表面積

シリカゲル層厚

展開距離
展開時間

1 枚当たりの試料アプライ
可能数

試料チャージ量

検出限界 （吸収）

0

10

20 µm

シリカゲル担体の粒度分布比較

検出限界 （蛍光）

スポット径

理論段高

HPTLC

TLC

5-6 µm10-12 µm

60 Å

60 Å

4-8 µm

0.8 mL/g

480 – 540 m2/g
200 µmまたは 100 µm
3-6 cm3-20 分

< 36 (72)

5-20 µm

0.8 mL/g

250 µmまたは 200 µm
10-15 cm

20-200 分<10

1-5 µL/ スポット

5-10 pg50-100 pg

12 µm

30 µm

1-1.5 mm

1-5 ng

3-6 mm

ご注文情報

未修飾シリカゲル HPTLC プレート
担体種類

HPTLC シリカゲル 60

HPTLC AMD プレート

HPTLC AMD プレートは、シリカゲル層をメルク最薄の 100 µm にしたプレートで、自動展開装置での使用に適しています。農薬類の定性・定量分析が可能です。

HPTLC プレミアム高純度シリカゲルプレート

グレード

HPTLC

蛍光指示薬の
種類

無

層厚
[µm]

200

サイズ
[cm]

HPTLC シリカゲル 60 F254s

HPTLC

F254

25 枚

ガラスプレート

25 枚

アルミシート

50 枚

10 × 10

100 枚

10 × 1020 × 20

10 × 10

50 枚

25 枚

10 × 10

100 枚

20 × 20

25 枚

5 × 105 × 7.5

25 枚
20 枚

ガラスプレート

アルミシート1.05641.0001
1.05631.0001

1.05633.0001

1.05547.0001

1.05642.0001

1.05628.0001

1.05629.0001
1.05616.0001
1.05548.0001
1.05556.0001

200

20 × 1025 枚

ガラスプレート

1.15696.0001

HPTLC

F254s

200

20 × 1025 枚

ガラスプレート

1.15552.0001

F254

HPTLC シリカゲル 60 WR F254s
AMD

HPTLC

F254s

HPTLC

F254

100
100
200

20 × 1020 × 1020 × 10

25 枚
25 枚
50 枚

ガラスプレート
ガラスプレート
ガラスプレート

HPTLC プレミアム高純度シリカゲルプレートは、医薬品分析の需要に応えた特殊パッケージ仕様です。

| AMD: 自動展開装置での使用に適したプレート | F254: 蛍光指示薬（マンガン活性化ケイ酸亜鉛。UV254 nm で黄緑の蛍光を発する）

能性があるビニール包装からの汚染を防ぎます。

＊ シリカゲルの後に続く数字（60 等）は平均細孔径（Å）を示します。

特殊アルミホイルで梱包されているため、トルエン / 酢酸エチル（95/5）などの中極性溶媒使用時にゴーストバンドの原因となる可カタログ番号

F254s

HPTLC

HPTLC シリカゲル 60 F254
プレミアム高純度シリカゲル
プレート

支持体

HPTLC

HPTLC シリカゲル 60 F254 AMD
HPTLC シリカゲル 60 WR F254s

200

入数

20 × 1020 × 10HPTLC シリカゲル 60 F254

8

B. HPTLCシリカゲル60プレート

480 – 540 m2/g

0.1-0.5 µL/ スポット
100-500 pg

A. TLCシリカゲル60プレート

1.11764.0001
1.12363.0001
1.05648.0001| F254s: 耐酸性 蛍光指示薬（UV254 nm で淡青色の蛍光を発する）| WR: 水 100% で使用可能かつ高純度シリカゲル

9

高性能 HPTLC

球状シリカゲル

球状シリカゲル高性能 HPTLC

LiChrospher®（球状シリカゲル）HPTLC プレート

ハイスループットとメルク至上最高の分離性能を提供

LiChrospher®（リクロスフェア®）は、HPLC カラムの充填剤と同様な球状シリカゲルを用いた、

メルク最高の分離度を備えたプレートです。迅速分析が可能で、大幅な分析時間の短縮が可能です。

複雑で低濃度の試料分離に最適
8HPLC カラムの充填剤と同様の、粒度分布が狭く粒子径のばらつきを抑えた（平均粒子径 7µm）球状シリカゲルを担体に使用してい3. Monuron
4. Aldicarb

6. Prometryn

822

7. Pyridate

564• 展開時間を 20％短縮可能

5. Azinphos-methyl

7

1

特長

2. Metoxuron

3/4

5

1

HPTLC プレートと比較して、迅速、高分解能、そして複雑な試料のハイスループット分析を実現します。

1. Hexazinone

7

3ます。通常の HPTLC と同様の選択性、HPTLC プレートを上回る理論段、分析時間の短縮と高い検出限界を可能にしました。通常の農薬の分離例

Sample6

8. Trifluralin

Sample50 nl

MobilePetroleum benzine 40 - 60°C / acetone 70/80

Detection

5 - 10 pg

volume• 非常にシャープなバンドが出現

phase• 優れた検出限界• 農薬混合物や医薬品化合物の試料分離に最適

09 [cm]

A. リクロスフェア® シリカゲル60プレート

09 [cm]

B. 通常のHPTLC シリカゲル60プレート

通常の HPTLC プレートとリクロスフェア® HPTLC プレートの検出限界の比較（検出：UV254 nm）
試料

Ascorbic acid

Cortisone
Atrazine

シリカゲル 60 F254
100

目視

リクロスフェア® シリカゲル 60 F254s

シリカゲル 60 F254

25

25

50

50

Prometryne

Theophylline

o-Aminophenol

m-Aminophenol
p-Aminophenol

25

50

50

10

> 100

100
25

10

25

25
5

50

100

分光測定

リクロスフェア® シリカゲル 60 F254s
25

10

ご注文情報

5

担体種類

5

10

25

10

25

5

10

50

10

5

25

（検出限界（ng/spot））

各プレートの走査型電子顕微鏡写真

リクロスフェア®（球状シリカゲル）未修飾シリカゲル HPTLC プレート
HPTLC リクロスフェア®
シリカゲル 60 F254s

グレード

HPTLC

蛍光指示薬の
種類

F254s

層厚
[µm]

200

リクロスフェア®（球状シリカゲル）逆相 HPTLC プレート
担体種類

HPTLC リクロスフェア®
シリカゲル 60 RP-18 W F254s

グレード

HPTLC

蛍光指示薬の
種類

F254s

層厚
[µm]

200

サイズ
[cm]

入数

支持体

カタログ番号

20 × 1025 枚

ガラスプレート

1.15445.0001

サイズ
[cm]

入数

支持体

カタログ番号

25 枚

ガラスプレート

1.05646.0001

20 × 20

20 × 1025 枚

アルミシート1.05586.0001| AMD: 自動展開装置での使用に適したプレート | F254s: 耐酸性 蛍光指示薬（UV 254 nm で淡青色の蛍光を発する）| W: 水 100% で使用可能なプレート| WR: 水 100% で使用可能かつ高純度シリカゲル＊ シリカゲルの後に続く数字（60 等）は平均細孔径（Å）を示します。

A. TLCプレート

10

B. HPTLCプレート

C. リクロスフェア® HPTLCプレート

11分取用 PLC

未修飾シリカゲル

酸化アルミニウム

酸化アルミニウム

分取用 PLC プレート

酸化アルミニウム TLC プレート

mg オーダーの分取・精製に！
試料の量が多いなら PLC プレートが最適です。
一般分析用の TLC プレートと同じ、有機性固着剤を用いたコー
ティングテクノロジーを採用し、mg 〜 g 量の試料をアプライし分離することが可能です。

pH 条件を変化させて中性～塩基性化合物の分析に
PLC プレート仕様

担体

シリカゲル 60

支持体

ガラス

平均粒子径

酸化アルミニウムプレートは、目的化合物に合わせた pH 条件にできる仕様となっており、分離の改善に明確なメリットがあります。

水系条件での使い分け方法

25 µm

粒度分布

5 〜 40 µm

細孔容量

0.8 mL/g

細孔径

分析対象化合物
塩基性化合物

60 Å

層厚

2

0.5、1、2 mm（2 mm 厚プレートの場合）
10 〜数 100 mg / プレート

試料チャージ量

試料はプレートの全幅にバンド状にアプライし、UV による検出が一般的です。展開後、プレートから目的のバンドを掻き取り、抽出により目的化合物を回収することが可能です。

適したプレート

塩基性酸化アルミニウムプレート

中性化合物

480 – 540 m /g

比表面積

使用方法

中性酸化アルミニウムプレート

酸化アルミニウムは水酸化アルミニウムを高温で処理することにより製造され、その表面はシリカゲルと異なり無極性の表面を有します。一般的には中性～塩基性の試料の分離に用いられ、アルカロイド、テルペン、ステロイド、芳香族化合物等の試料の応用例が多く見られます。さまざまなアプリケーションのニーズに応えるため、中性 / 塩基性、細孔径 60 Å（高活性度）のバリエーションを用意しております。

Start

2

ご注文情報

シリカゲル 60 PLC プレート
担体種類

蛍光指示薬の種類

PLC シリカゲル 60

PLC

PLC シリカゲル 60 F254

PLC

F254

PLC シリカゲル 60 F254+366

PLC

F254+366

PLC シリカゲル RP-18 F254s

おすすめ !

PLC

無

F254s

層厚
[mm]

サイズ
[cm]

入数

0.5

20 × 20

20 枚

0.5

20 × 20

20 枚

2

1

2

2
1

20 × 20

12 枚

支持体

ガラスプレート

2. m-Quarterphenyl

20 × 20

15 枚

ガラスプレート

20 × 20

12 枚

ガラスプレート

20 × 20

20 × 20

12 枚

15 枚

ガラスプレート

グレード

蛍光指示薬の
種類

層厚
[mm]

PLC

F254

1

サイズ
[cm]

0.5

20 × 202

20 × 20

20 × 20

入数

支持体

15 枚

ガラスプレート

20 枚
12 枚| F254+366: UV254 nm または 366 nm で青色の蛍光を発する＊ シリカゲルの後に続く数字（60 等）は平均細孔径（Å）を示します。

＊ 自家調製用の担体をお探しの場合は、p.24 をご覧ください。

200 nlMigration distance

10 cm

Detection

1.05744.0001

1.13895.0001

1.05717.0001

04. Biphenyl

Sample volume
Mobile phase

1.05745.0001

n-heptane
UV 254 nm, TLC/HPTLC Scanner,
Camag

10 cm

1.05637.0001
1.05434.0001

カタログ番号

1.13794.0001

1.13792.0001

1.13793.0001| F254: 蛍光指示薬（マンガン活性化ケイ酸亜鉛。UV254 nm で黄緑の蛍光を発する）| F254s: 耐酸性 蛍光指示薬（UV254 nm で淡青色の蛍光を発する）

12

1. m-Quinquephenyl
3. m-Terphenyl

1.13894.0001

濃縮ゾーン付 PLC プレート

PLC シリカゲル 60 F254
濃縮ゾーン 4 × 20 cm

Sample3

カタログ番号

よりシャープなバンドが得られる濃縮ゾーン付プレートは、分取をされる際には特にお勧めです。詳細は p.18 ～ 19 をご覧ください。
担体種類

1

酸化アルミニウムTLCプレートによる
m-オリゴフェニレンの分離

4
グレード

一般分析用 TLC

ご注文情報

酸化アルミニウム 60 TLC プレート（高活性度タイプ）
担体種類

TLC 酸化アルミニウム 60 F254
塩基性
TLC 酸化アルミニウム 60 F254
中性

グレード

TLC
TLC

蛍光指示薬の
種類

F254
F254

層厚
[µm]

250
200

サイズ
[cm]

20 × 20

入数

25 枚

5 × 20

100 枚

20 × 20

25 枚

20 × 2025 枚

支持体

ガラスプレート
アルミシートプラスチックシート

カタログ番号

1.05713.0001
1.05731.0001
1.05550.0001
1.05581.0001| F254: 蛍光指示薬（マンガン活性化ケイ酸亜鉛。UV 254 nm で黄緑の蛍光を発する）| 塩基性 : 10 % の水分散液がアルカリ性を示す | 中性 : 10 % の水分散液が中性を示す＊ アルミニウムの後に続く数字（60 等）は平均細孔径（Å）を示します。

13

一般分析用 TLC

高性能 HPTLC

化学修飾シリカゲル

化学修飾シリカゲル（逆相修飾プレート）

化学修飾シリカゲル TLC/HPTLC プレート

一般分析用 TLC

水系溶媒も使用可能。HPLC の前試験に！

CN/DIOL/NH2 プレート

通常の未修飾シリカゲルプレートでは分離検討がうまくいかなかった場合に、化学修飾シリカゲルをの極性を有しているため、使用する展開溶媒によって順相、逆相のどちらでも使用可能です。NH2 はシリカ表面にアミノ基を修飾しぜひお試しください。目的に応じてさまざまな展開溶媒を使用することができるので、適切なプレー
トと展開溶媒の組み合わせにより、分析条件の最適化が可能です。

CN はシリカ表面にアルキルシアノ基を、DIOL は 1,2- ジヒドロキシ -3- プロポシキプロピル基を修飾した担体です。どちらも中程度たプレートです。弱い塩基性イオン交換の作用が働き、チャージを持った化合物に対する選択性があり、多くのアプリケーションで
PEI セルロースの代替として使用可能です。

化学修飾プレートで分析されるほとんどの化合物は色を持たないため、メルクの多くの化学修飾シリカゲルプレートは青色の耐酸性
蛍光指示薬 F254s を添加しています。

特長• 水系の展開溶媒が使用可能		• 湿度の影響を受けにくい• 逆相修飾プレートは HPLC の逆相カラムでの分離結果との相関あり• 不安定な物質に対して酸化分解などの触媒活性なし

ご注文情報

CN/DIOL/NH2 化学修飾シリカゲル TLC/HPTLC プレート
担体種類

HPTLC

HPTLC シリカゲル 60 Diol F254s

シリカゲル 60 の担体表面にオクタデシル基（RP-18）、オクチル基（RP-8）、ジメチルシリル基（RP-2/ シラナイズド）を修飾したプ
レートです。アルキル鎖の鎖長と修飾率によって、保持の強さや展開溶媒に使用可能な水の割合が異なります。

保持の強さ（展開時間の長さ）• RP-2 ＜ RP-8 ＜ RP-18 の順に保持が強くなります（展開時間は長くなります）。
• RP-2 プレートは逆相プレート製品の中で最も極性が高く、水を保持しやすい特長があり、水 80％まで使用可能です。
• RP-8 と RP-18 プレート は水 60% まで使用可能です。
• RP-18W プレートは、オクタデシル基の修飾率を低く抑えてあるため、水 100% でも使用可能となっています。

HPTLC シリカゲル 60 NH2 F254s

TLC シリカゲル 60
シラナイズド（ジメチルシリル基）TLC シリカゲル 60
シラナイズド F254
（ジメチルシリル基）TLC シリカゲル 60 RP-8 F254s（オクチル基）TLC シリカゲル 60 RP-18 F254s（オクタデシル基）

HPTLC

グレード

層厚
[µm]

サイズ
[cm]

入数

80%

TLC

無

250

20 × 20

25 枚

ガラスプレート

1.05746.0001

80%

TLC

F254

250

20 × 20

25 枚

ガラスプレート

1.05747.0001

60%

TLC

F254s

250

20 × 20

25 枚

5 × 10

25 枚

TLC

F254s

250
200

10 × 20

20 × 20

10 × 20
5 × 20
5 × 1020 × 20
5 × 7.5

HPTLC

F254s

200

10 × 10HPTLC シリカゲル 60 RP-18（オクタデシル基）

60%

HPTLC

F254s

200

60%

HPTLC

無

200

60%

HPTLC

F254s

200

100%

HPTLC

無

200

100%

HPTLC

F254s

200

HPTLC シリカゲル 60 RP-18 W（オクタデシル基）

HPTLC シリカゲル 60 RP-18 W F254s（オクタデシル基）

50 枚
25 枚
50 枚
50 枚
25 枚
20 枚
20 枚

支持体

サイズ
[cm]

入数

10 × 1025 枚

20 × 1025 枚

10 × 1025 枚

10 × 1020 × 10

25 枚
25 枚

支持体

ガラスプレート
ガラスプレート
ガラスプレート

カタログ番号

1.16464.0001
1.12668.0001
1.05636.0001
1.13192.0001
1.15647.0001＊ シリカゲルの後に続く数字（60 等）は平均細孔径（Å）を示します。

HPTLC

3

Sample1

ガラスプレート

ガラスプレート
アルミシートNH2プレートによるオリゴヌクレオチドの分離
1. ApUpG
2. ApApU

1.15389.0001
1.15423.0001
1.15683.0001

20 × 1025 枚

ガラスプレート

1.05914.0001

20 × 1025 枚

ガラスプレート

25 枚

ガラスプレート

10 × 10

ガラスプレート＊ シリカゲルの後に続く数字（60 等）は平均細孔径（Å）を示します。

Sample

RP-18 W F254sプレートによる
1. Dodecyl gallate
2. Butyl gallate
3. Ethyl gallate

4. Methyl gallate

1.13726.0001

200 nlMigration distance

5 cm

Detection

1.13724.0001
1.14296.0001
05cm

5. Gallic acid

Sample volume
Mobile phase1.16225.0001

1.13124.0001

plus 0.2 mM lithium chloride

没食子酸（Gallic acid）とエステル類の分離1.05560.0001
1.13725.0001

Ethanol-water (60:40 v/v)
UV 254 nm(TLC/HPTLC Scanner 2)

HPTLC

逆相修飾プレート

1.05559.0001

ガラスプレート

4. ApApA all 0.1%

200 nl7cm

1.15685.0001

25 枚

25 枚

Detection

1.15684.0001

10 × 10

10 × 1001.15424.0001

ガラスプレート

25 枚

Sample volume
Mobile phase1.15388.0001

25 枚

20 × 104

カタログ番号| F254: 蛍光指示薬（マンガン活性化ケイ酸亜鉛。UV254 nm で黄緑の蛍光を発する）| F254s: 耐酸性 蛍光指示薬（UV254 nm で淡青色の蛍光を発する）| W: 水 100% で使用可能なプレート200| F254s: 耐酸性 蛍光指示薬（UV254 nm で淡青色の蛍光を発する）

NH2 プレート

蛍光指示薬の種類

80%

HPTLC シリカゲル 60 RP-18 F254s（オクタデシル基）

200
200

F254s

2

HPTLC シリカゲル 60 RP-2 F254s（ジメチルシリル基）
HPTLC シリカゲル 60 RP-8 F254s（オクチル基）層厚[µm]

3. ApApC

展開溶媒に使用可能な
水の割合

60%

F254s

Start

担体種類

F254s

HPTLC

ご注文情報

逆相修飾シリカゲル TLC/HPTLC プレート

蛍光指示薬の種類

グレード

HPTLC シリカゲル 60 CN F254s

逆相修飾プレート

14

高性能 HPTLC（CN/DIOL/NH2 プレート）

1 N acetic acid / methanol (70+30)
UV 265 nm (TLC/HPTLC Scanner,
Camag)

RP-modified silica plates are especially suited for analysis
of basic or acid substances as demonstrated by the good
separation of gallic acid and its esters on HPTLC silica
RP-18 WF254s

15一般分析用 TLC

高性能 HPTLC

セルロース

セルロース

高性能 HPTLC

セルロース TLC/HPTLC プレート

一般分析用 TLC

HPTLCセルロースプレートを用いた2次元分離によるアミノ酸の分析

高極性化合物の分離にSampleDetection

Amino acid-mixture

Ninhydrin spray

有機性担体セルロースを使用したプレートは、困難がつきものの高極性化合物の分離に有効な解決手段
です。

担体種類

TLC セルロース

微結晶セルロースを使用

HPTLC セルロース

高純度ロット状セルロースを使用。分析種の拡散を抑え、優れた分離を可能にしました。

セルロース担体表面上の OH 基に水素結合した水が固定相となり、移動相として極性の低い有機溶媒を用いることにより、順相分配

クロマトグラフィーが行われます。試料としてアミノ酸、カルボン酸、炭化水素、核酸、無機イオン、リン酸類の分離例が多く見られます。展開溶媒に水 30％の割合まで使用可能です。

蛍光指示薬 F について

セルロースプレートには、蛍光指示薬有りと無しのタイプを用意しております。また、このプレートの蛍光指示薬は特殊な顔料を使用しており、366 nm と 254 nm で励起され青色の蛍光を発します。

ご注文情報

セルロース TLC/HPTLC プレート
担体種類

TLC セルロース

PEI セルロースプレート

グレード

TLC

蛍光指示薬の種類

無

PEI セルロースプレートは、ポリエチレンイミンを含浸させた微結晶セルロースプレートです。強アニオン交換体として働き、

Start

Front

アミノ酸やペプチド、ヌクレオチドやヌクレオシドといった化合物の分析に適しています。

4

HPTLCセルロースプレートを用いたオリゴヌクレオチドの分離例

Sample(all 0.2%)

Sample volume
Mobile phase3

Migration distance
Detection

2

1. (NaPO3)3

16

7 [cm]

TLC

F

100
90
100
90

100

TLC PEI セルロース F

TLC

F

HPTLC セルロース

HPTLC

無

90

16% trichloroacetic acid dioxane sol.

HPTLC セルロース F

HPTLC

F

90

7 cm

| F: 蛍光指示薬（254 または 366 nm で青色の蛍光を発する）

2. Na5P3O10
3. Na4P2O7

4. Na2HPO4

250 nlammonia in 1 l water; 70/30

586 nm (TLC/HPTLC Scanner, Camag)

10

TLC セルロース F

層厚
[µm]

90

サイズ
[cm]

入数

支持体

50 枚

ガラスプレート

25 枚

アルミシート20 × 20

25 枚

10 × 10

100 枚

20 × 20

25 枚

10 × 20

20 × 20

20 × 20

10 × 20
20 × 20

20 × 20

20 × 20
20 × 20

20 × 10

10 × 1020 × 20

20 × 10

10 × 10

25 枚

50 枚
25 枚

プラスチックシート
ガラスプレート
アルミシート25 枚

プラスチックシート

25 枚

プラスチックシート

25 枚
50 枚

25 枚

25 枚

50 枚

25 枚

ガラスプレート

ガラスプレート
アルミシート

ガラスプレート

カタログ番号

1.05716.0001

1.05730.0001
1.05632.0001
1.05552.0001

1.05577.0001

1.05718.0001

1.05728.0001
1.05574.0001

1.05565.0001

1.05725.0001
1.05579.0001

1.05786.0001

1.05787.0001

1.16092.0001

1.15036.0001

1.15035.0001＊ PEI セルロースプレートは劣化を防ぐため、5 〜 15℃で保管してください。 PEI セルロースプレートが経年劣化により黄変した場合は、廃棄してください。
＊ シリカゲルの後に続く数字（60 等）は平均細孔径（Å）を示します。
＊ セルロースプレートの担体には、少量の固着剤が含まれています。

HPTLC cellulose is highly suited to separate polar compounds
as demonstrated by the separation of phosphates

17特殊プレート

特殊プレート

濃縮ゾーン付 TLC/HPTLC/PLC プレート
少量～多量の希薄試料をよりシャープに分離可能

ご注文情報

濃縮ゾーン付 TLC プレート

きます。複雑なマトリックスを含む試料のクリーンアップにも使用することが可能です。TLC および HPTLC プレートでは 2.5 cm、PLC プレートでは 4 cm の高さの濃縮ゾーンを設けています。

TLC シリカゲル 60 F254
濃縮ゾーン 2.5 × 20 cm

担体種類

HPTLC シリカゲル 60
濃縮ゾーン 2.5 × 10 cm

細孔径が大きく不活性な担体を使用。ここに試料をアプライします。

支持体

カタログ番号

20 × 20

25 枚

ガラスプレート

1.11845.0001

250

10 × 20

50 枚

ガラスプレート

1.11844.0001

無200

20 × 20

25 枚

アルミシート1.05582.0001

TLC

F254

250

20 × 20

25 枚

ガラスプレート

1.11798.0001

TLC

F254

250

10 × 20

50 枚

ガラスプレート

1.11846.0001

TLC

F254

200

20 × 20

25 枚

アルミシート1.05583.0001

蛍光指示薬の
種類

層厚
[µm]

入数

支持体

カタログ番号

200

サイズ
[cm]

10 × 1025 枚

ガラスプレート

1.13748.0001

TLC

❷ 濃縮

グレード

HPTLC

無

200

20 × 10

50 枚

ガラスプレート

1.13728.0001

HPTLC シリカゲル 60 F254
濃縮ゾーン 2.5 × 5 cm

HPTLC

F254

200

10 × 1025 枚

ガラスプレート

1.13727.0001

HPTLC

F254

200

5 × 1025 枚

ガラスプレート

1.13187.0001

HPTLC

F254s

200

20 × 1025 枚

ガラスプレート

1.15498.0001

グレード

蛍光指示薬の
種類

層厚
[mm]

サイズ
[cm]

入数

支持体

カタログ番号

PLC

F254

1

担体種類

❸ 分離

無

F254

濃縮ゾーン付 PLC（分取用）プレート

濃縮ゾーン付 PLC プレートシリカゲル 60 による新油性染料の分離例 （展開溶媒：トルエン）❶ 試料アプライ

入数

HPTLC

HPTLC シリカゲル 60 RP-18 F254s
濃縮ゾーン 2.5 × 20 cm

分離が行われるゾーンで、通常のプレートと同じ、シリカゲル 60 をコーティングしています。

サイズ
[cm]

HPTLC シリカゲル 60 F254
濃縮ゾーン 2.5 × 20 cm
HPTLC シリカゲル 60 F254
濃縮ゾーン 2.5 × 10 cm

2 種類の担体を使用

PLC シリカゲル 60 F254
濃縮ゾーン 4 × 20 cm

0.5

20 × 20

20 枚

ガラスプレート

1.13794.0001

2

20 × 20

12 枚

ガラスプレート

1.13793.0001

20 × 20

15 枚

ガラスプレート

1.13792.0001| F254: 蛍光指示薬（マンガン活性化ケイ酸亜鉛。UV254 nm で黄緑の蛍光を発する）| F254s: 耐酸性 蛍光指示薬（UV254 nm で淡青色の蛍光を発する）

分離ゾーン（通常のシリカゲル担体）

4 cm

TLC シリカゲル 60 F254
濃縮ゾーン 2.5 × 20 cm

TLC

TLC シリカゲル 60 F254
濃縮ゾーン 2.5 × 10 cm• シャープなバンドで優れた分離

濃縮ゾーン（不活性な担体）

無グレード

濃縮ゾーン付 HPTLC（高性能）プレート• 多量の試料チャージが必要な PLC 実験にも推奨

濃縮ゾーン

TLC

TLC シリカゲル 60
濃縮ゾーン 2.5 × 20 cm

メルクの濃縮ゾーン付きプレートは、スポットの形状や位置にばらつきがあっても濃縮ゾーンで濃縮され、均一に揃えることがで

分離ゾーン

250

TLC シリカゲル 60
濃縮ゾーン 2.5 × 10 cm

人の手によるアプライ操作が必要な TLC 実験では、なるべく作業者の技術レベルによる差や時間の浪費をさけたいものです。

• 試料アプライを迅速・簡便に

層厚
[µm]

TLC シリカゲル 60
濃縮ゾーン 2.5 × 20 cm

ルーチン分析をより正確に特長

蛍光指示薬の種類

担体種類＊ シリカゲルの後に続く数字（60 等）は平均細孔径（Å）を示します。
1

20 cm

逆相の PAH 分析用プレートは、DIN38409-H13 に準拠した、多環芳香族炭化水素（PAH）分析に最適化されたプレートです。

Time

原理

❶ 試料を濃縮ゾーンにアプライします。プレートを溶媒に浸し展開を開始します。

❷ 濃縮ゾーンの担体と試料の間には相互作用がないため、試料は溶媒フロントに遅れることなく上昇していきます。丸かったスポットが濃縮ゾーンと分離ゾーンの境界に集まり、バンド状に濃縮されます。アプライ位置のバラつきもここで均一に揃います。

❸ 分離ゾーンに入ると分離が始まります。❷でスポットがバンド状に濃縮されているので、最終的には通常のプレートよりシャープなバ
ンドが得られます。

＊ Rf 値の算出の際は、濃縮ゾーンと分離ゾーンの境界線を分離スタート地点としてサンプルの移動距離を計測します。

18

19

特殊プレート

特殊プレートLuxPlate™

GLP TLC/HPTLC プレート

LuxPlate™（ラックスプレート）は、UV で励起した際の蛍光強度が従来比の 2 倍！希薄な試料もスポットを容易に判別することができます。

GLP プレートは、製品が特定できるカタログ番号の一部・ロット番号およびそのプレートに固有のシリアル番号をコードしてあり、希薄試料の分析に。蛍光強度が 2 倍の高感度プレート
特長

シリアル番号入りプレート

ラボでのデータ管理に最適なプレートです。プレートの仕様、性能自体は通常の TLC/HPTLC プレートと同じです。
カタログ番号（1 . 0 5 6 1 3 . 0 0 0 1 ）• 固着剤（不活性ポリマー）を増量し、担体の強度アップ

ロット番号

プレート固有の番号• 表面硬度が高く、鉛筆書きしても傷がつきにくい• 分離性能は従来型プレートと同等
ご注文情報

ラックスプレート
担体種類

TLC シリカゲル 60 F254
ラックスプレート

弊社従来品（1.05715.0001）

グレード

蛍光指示薬の
種類

層厚
[µm]

TLC

F254

250

サイズ
[cm]

20 × 20

20 × 10
5 × 10

2.5 × 7.5

| F254: 蛍光指示薬（マンガン活性化ケイ酸亜鉛。UV254 nm で黄緑の蛍光を発する）

入数

25 枚

50 枚

25 枚

100 枚

他社品

LuxPlate（1.05805.0001）

支持体

カタログ番号

ガラスプレート

1.05805.0001

1.05804.0001
1.05802.0001
1.05801.0001＊ シリカゲルの後に続く数字（60 等）は平均細孔径（Å）を示します。

Kieselguhr（珪藻土）TLC プレート

TLC GLP シリカゲル 60 F254

HPTLC GLP シリカゲル 60 F254

ご注文情報
担体種類

グレード

TLC キーゼルグール F254
TLC シリカゲル 60
キーゼルグール F254

TLC
TLC

F254
F254

200

20 × 20

25 枚

200

20 × 20

25 枚| F254: 蛍光指示薬（マンガン活性化ケイ酸亜鉛。UV254 nm で黄緑の蛍光を発する）＊ シリカゲルの後に続く数字（60 等）は平均細孔径（Å）を示します。

コラム

3

Kieselguhr? Kieselgel?

メルクはドイツに本社があるメーカーなので、TLC プレートの製品ラベルにはドイツ語の製品名も記載されています。

「Kieselgel（キーゼルゲル）」はドイツ語で「シリカゲル」の意味、「Kieselguhr（キーゼルグール）」はドイツ語で「珪藻土」の意味となります。
ドイツ語は似ているけれど違う担体の製品ですのでご注意ください。

20

入数

HPTLC

F254

F254

層厚
[µm]

250
200

サイズ
[cm]

20 × 20
10 × 20

10 × 10

入数

25 枚
25 枚

支持体

ガラスプレート
ガラスプレート

カタログ番号

1.05566.0001
1.05613.0001
1.05564.0001

シリカゲル 60G TLC プレートステロイド類等の分離例があります。

サイズ
[cm]

TLC

蛍光指示薬の種類＊ シリカゲルの後に続く数字（60 等）は平均細孔径（Å）を示します。

いることができます。キーゼルグールとシリカゲルの混合プレートは、無機イオンや除草剤、

層厚
[µm]

グレード

| F254: 蛍光指示薬（マンガン活性化ケイ酸亜鉛。UV254 nm で黄緑の蛍光を発する）

Kieselguhr（キーゼルグール）は天然の珪藻土で、高極性から中極性の化合物の分離に用

蛍光指示薬の種類

GLP TLC/HPTLC プレート
担体種類

高極性から中極性の化合物の分離に

キーゼルグール（珪藻土）TLC プレート

ご注文情報

ガラスプレート

1.05738.0001

欧州薬局方に準拠
固着剤としてギプスを用いた高強度プレート

アルミシート1.05567.0001

して用いた H プレートが適用されています。現在の TLC 試験のなかでも約 200 件が、これらの G プレートを使用したものです。シ

支持体

アルミシート

カタログ番号

1.05568.0001

欧州薬局方（EP）の TLC 試験では、古くからギプスを固着剤として用いた G プレート、または担体そのものの微細粒子を固着剤とリカゲル 60G プレートは、EP 試験を実施している QA/QC のお客様へお勧めの製品です。

メルクの通常の TLC プレートは有機性の固着剤を使用していますが、EP で G プレートに要求される性能試験をクリアしています。
現在非常に多くのお客様が、メルクの有機性バインダーを添加したプレートを EP 試験の G プレートの代替として、ルーチン試験に実際にご使用いただいています。

ご注文情報

シリカゲル 60G TLC プレート
担体種類

TLC シリカゲル 60G F254
TLC シリカゲル 60G

グレード

蛍光指示薬の
種類

層厚
[µm]

TLC

無

250

TLC

F254

250

| F254: 蛍光指示薬（マンガン活性化ケイ酸亜鉛。UV254 nm で黄緑の蛍光を発する）

サイズ
[cm]

20 × 20

20 × 20

入数

25 枚

25 枚

支持体

ガラスプレート

ガラスプレート

カタログ番号

1.00390.0001

1.00384.0001＊ シリカゲルの後に続く数字（60 等）は平均細孔径（Å）を示します。

21

特殊プレート

マルチフォーマット TLC/HPTLC プレート

TLC の全工程をサポートするアクセサリー

ガラスカッター不要！手で割れるプレート

マルチフォーマットプレートは、ガラス面に切れ込みが入っており、ガラスカッターを使用することなく手で好きなサイズに割ることができるプレートです。

分割できるサイズは 3 種類
5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

手で直接切断テーブルの角を利用した切断

ご注文情報

マルチフォーマット TLC/HPTLC プレート
担体種類

TLC マルチフォーマット
シリカゲル 60 F254

HPTLC マルチフォーマット
シリカゲル 60 F254
HPTLC マルチフォーマット
シリカゲル 60

蛍光指示薬の
種類

層厚
[µm]

プレート
サイズ
[cm]

TLC

F254

250

20 × 20

HPTLC

F254

200

10 × 10

HPTLC

無

200

10 × 10

分割後の
サイズ
[cm]

5 × 10検出• スポッティングシリンジとマ
イクロキャピラリーピペット• スプレイヤー
フラスコ型 / ボトル型
容量 10 ～ 250 mL• プレートホルダー

・スプレー試薬各種

• 展開槽
• 溶媒

（単位：cm）

入数

分割後の枚数

カタログ番号

25 枚

200 枚

1.05620.0001
1.05635.0001

5 × 20

20 枚

25 枚

100 枚

5×5

100 枚

400 枚

5×5

試料のスポット～展開

5＊ プレートが割れてしまう可能性があるため、展開後や呈色反応後にプレートを直接ホットプレートや乾燥キャビネット等にのせることは避けてください。

グレード

TLC プレートの豊富なラインナップに加え、スポッティング・展開・検出・プレートの保存といった実験の各工程で役立つアクセサリーも取り揃えています。

5

20

10

（シリカ面を身体側に向け切り込み付近を持って折る）

5

アクセサリー

80 枚

UV ランプ・キャビネット

手持ちサイズからベンチトップ
キャビネットまでラボ環境に合わせてお選びください。

1.05608.0001

コラム

1.05644.0001| F254: 蛍光指示薬（マンガン活性化ケイ酸亜鉛。UV254 nm で黄緑の蛍光を発する）

試料の回収と保存に＊ シリカゲルの後に続く数字（60 等）は平均細孔径（Å）を示します。

MS グレード TLC/HPTLC プレート NEW!
TLC-MS に最適な高純度プレート

呈色試薬のスプレーのコツ

呈色試薬をスプレーする際、どのように行っていますか？以下のコツを知っていると、より均一にスプレーすることができます。是非お試しください！

• スクレイパー• プレートカッター

4• サンプル回収用チューブ● TLC プレートは、噴霧チャンバー内に垂直に置く● スプレーをプレートから 20 〜 30cm 離して噴霧する● 噴霧するルートは図のように。プレートの淵で向きを変えるのがTLC-MS を実施される際に気になるのが、TLC プレート由来のノイズではないでしょうか？メルクの MS グレード TLC/HPTLC プレー

ポイントです！

トは、シリカゲルからの抽出成分を MS で分析した際のノイズが低く抑えられているので、TLC-MS に安心してご使用いただけます。
MS でのバックグラウンドシグナルの比較

MS グレード HPTLC プレートでは MS の感度が良好であることが示されました。（移動相：アセトニトリル / 水（95/5））
通常の HPTLC シリカゲル 60 F254 プレート（1.05642.0001）

MS グレード HPTLC シリカゲル 60 F254 プレート（1.00934.0001）[ Intensity x105 ][ Intensity x105 ]
269.1

6

6

215.1

4

301.1

2

100

200

ご注文情報

2
185.1

413.3

157.1 185.1
0

4

323.1

355.3
300

400

500

MS グレード TLC/HPTLC プレート
担体種類

600

700

[m/z]

蛍光指示薬の種類

層厚[µm]

TLC-MS

F254

100

TLC-MSTLC シリカゲル 60 RP-18 F254s

TLC-MSF254S

HPLTC-MS for MALDI

F254

HPTLC シリカゲル 60 F254
HPTLC シリカゲル 60 F254

HPTLC シリカゲル 60 RP-18 F254S

HPTLC-MS
HPLTC-MS

F254

F254

F254S

413.3

159.0
100

グレード

TLC シリカゲル 60 F254

TLC シリカゲル 60 F254

0

200

サイズ
[cm]

100

20 × 20100

5 × 7.5

300

400

500

600

入数

25 枚

支持体

1.00933.0001

アルミニウムシート

1.51015.0001

アルミニウムシート

100

20 × 1025 枚

ガラスプレート100

20 × 10

20 枚
20 枚
25 枚

カタログ番号

ガラスプレート

20 枚

5 × 7.5

アルミニウムシート
ガラスプレート

1.51022.0001
1.00934.0001
1.51160.0001
1.51161.0001| F254: 蛍光指示薬（マンガン活性化ケイ酸亜鉛。UV254 nm で黄緑の蛍光を発する）| F254s: 耐酸性 蛍光指示薬（UV254 nm で淡青色の蛍光を発する）

22＊ シリカゲルの後に続く数字（60 等）は平均細孔径（Å）を示します。

[m/z]

スプレー用溶液5 × 7.5

100

700

製品名

Solvent

ドラゲンドルフ試薬スプレー用溶液
リンモリブデン酸スプレー溶液

ハンディ型 UV ランプ
製品名

UV ランプ 254 nm
UV ランプ 366 nm

入数

1 unit1 unit

カタログ番号

100 mL1.02035.0100

2- プロパノール

100 mL

1.06705.0100

2- プロパノール

ニンヒドリンスプレー溶液

容量

酢酸 / 酢酸エチル / 水

100 mL

1.00480.0100

カタログ番号

1.12537.0001
1.13203.0001

23

担体

展開溶媒

TLC/PLC 用担体®

シリカゲル 60 は TLC で最も広く使用されている担体です。メルクではさまざまなニーズにお応えするため、蛍光指示薬の有無、固着剤の種類などのバリエーション豊富な TLC/PLC 用担体そのものを取り揃えています。

＊ プレートの自家調製は時間と労力がかかり、作業者の技術レベルによる差が出る傾向があります。分析目的や定量試験を行う場合は特に、コーティング済みのプレー ト製品のご使用をお勧めいたします。
＊ 自家調整用 TLC/PLC 担体は、固着剤の組成等がコーティング済みプレートとは異なるものです。コーティング済みプレートと同一組成の担体は、販売してお
りません。

担体種類

用途

シリカゲル 60 G

TLC

無シリカゲル 60 H
シリカゲル 60 H F254
シリカゲル 60 P F254
シリカゲル 60 P F254+366
シリカゲル 60 P F254 ギプス入

TLC

TLC
TLC
PLC
PLC
PLC

固着剤の種類

粒子径

ギプス（CaSO4）

5 - 40 µm

F254

ギプス（CaSO4）

無外来の固着剤を含まない（担体そのものの微細粒子を固着剤として添加）

F254
F254

外来の固着剤を含まない（担体そのものの微細粒子を固着剤として添加）有機性の固着剤

F254+366

有機性の固着剤

F254

有機性の固着剤とギプス（CaSO4）5 - 40 µm

5 - 40 µm
5 - 40 µm
5 - 40 µm
5 - 40 µm
5 - 40 µm

容量

1 kg
5 kg

25 kg
1 kg
5 kg

25 kg
1 kg

2.5 kg
25 kg

カタログ番号

1.07731.1000
1.07731.5000
1.07731.9025

酸化アルミニウム 60 G 中性

酸化アルミニウム 60 G F254 中性

1.07736.2500

エチレングリコール

1.07736.1000
1.07736.9025

1.07739.1000

1 kg

1.07747.1000

1 kg

1.07748.1000

2.5 kg1 kg

2.5 kg25 kg

微結晶セルロース

24

N,N- ジメチルホルムアミド

酢酸エチル

1 kg
2.5 kg

ジクロロメタン1.07730.9025

1.07730.5000

1.07747.2500
1.07748.2500

1.07749.1000
1.07749.2500
1.07749.9025

エチルメチルケトン
ホルムアミドn- ヘプタンn- へキサン
イソオクタンメタノール
n- ペンタン
石油ベンジン（沸点 40-60℃）
石油ベンジン（沸点 60-80℃）

用途

TLC

TLC

蛍光指示薬の種類

無F254

固着剤の種類ギプス（CaSO4）
ギプス（CaSO4）

粒子径

5 - 40 µm
5 - 40 µm

容量

2.5 kg
500 g

カタログ番号

1.01090.2500
1.01092.0500

1- プロパノール
2- プロパノール
ピリジン＊ シリカゲルの後に続く数字（60 等）は平均細孔径（Å）を示します。

担体種類

ベンジルアルコール

1.07730.1000| G: 固着剤としてギプス（CaSO4）を添加 | H: 外来の固着剤を含まない | P: 分取用 | 中性 : 10% の水分散液が pH7.5 を示す

その他の TLC 用担体

アセトニトリル

1,4- ジオキサン＊ シリカゲルの後に続く数字（60 等）は平均細孔径（Å）を示します。

担体種類

アセトン

シクロヘキサン| F254: 蛍光指示薬（マンガン活性化ケイ酸亜鉛。UV254 nm で黄緑の蛍光を発する）| F254+366: UV254 nm または 366 nm で青色の蛍光を発する

TLC/PLC 用酸化アルミニウム

製品名

クロロホルム

蛍光指示薬の種類

シリカゲル 60 G F254

ご注文情報

1- ブタノール

ご注文情報

TLC/PLC 用シリカゲル担体

薄層クロマトグラフィー展開用溶媒（分析用グレード EMSURE ）

二硫化炭素

テトラヒドロフラン

用途

TLC

蛍光指示薬の種
類

無

固着剤

無

粒子径

> 20 µm

容量500 g

カタログ番号

1.02330.0500

トルエン
水

包装単位

カタログ番号

1L

1.00014.1000

1L

1.00003.1000

2.5 L
2.5 L
1L

2.5 L
1L

2.5 L
1L

2.5 L
1L

2.5 L
1L

2.5 L
1L

2.5 L

250 mL

1.00014.2500

1.00003.2500

1.09626.1000
1.09626.2500

1.01990.1000
1.01990.2500

1.02445.1000
1.02445.2500

1.09666.1000
1.09666.2500

1.06050.1000
1.06050.2500

1.03053.1000
1.03053.2500

1.09671.0250

1L

1.09671.1000

1L

1.09623.1000

2.5 L
2.5 L
1L

2.5 L
1L

2.5 L
1L

2.5 L
1L

2.5 L
1L

2.5 L
1L

2.5 L
1L

2.5 L
1L

2.5 L
1L

2.5 L
1L

2.5 L
1L

2.5 L
1L

2.5 L

100 mL
500 mL

1.09671.2500

1.09623.2500

1.09621.1000
1.09621.2500

1.09708.1000
1.09708.2500

1.09684.1000
1.09684.2500

1.04379.1000
1.04379.2500

1.04374.1000
1.04374.2500

1.04727.1000
1.04727.2500

1.06009.1000
1.06009.2500

1.07177.1000
1.07177.2500

1.01775.1000
1.01775.2500

1.01774.1000
1.01774.2500

1.00997.1000
1.00997.2500

1.09634.1000
1.09634.2500

1.09728.0100
1.09728.0500

1L

1.09728.1000

1L

1.02214.1000

2.5 L
1L

2.5 L
1L

2.5 L
5L

1.09728.2500

1.09731.1000
1.09731.2500

1.08325.1000
1.08325.2500

1.16754.5000

25

展開槽・周辺機材

薄層クロマトグラフィー関連アクセサリー【ピペット】【展開槽】

製品名 / 内容物

Z611239-250EA

TLC 展開槽一式、長方形

1 個 (L x H x W 17.5 cm x 16.0 cm)

Z204153-1EA

TLC 展開槽一式、長方形

1 個 (L x H x W 12.1 cm x 10.8 cm)

Z146226-1EA

TLC 展開槽一式、長方形
TLC 展開槽一式、長方形
TLC 展開槽一式、長方形
TLC 展開槽一式、長方形
TLC 展開槽、円筒形
TLC 展開槽、円筒形
TLC 展開槽、円筒形

Replacement lid for 円筒形・TLC 展開槽用
交換フタ
Latch-lid ™ TLC 展開槽
TLC 飽和パッド【プレート保管】【スプレイヤー / スプレーボックス】

1 個 (L x H x W 17.5 cm x 11.0 cm)
1 個 (L x H x W 7.5 cm x 15.5 cm)

1 個 (L x H x W 17.5 cm x 16.0 cm)
1 個 (6.5 cmX 21 cm)

1 個 (6.5 cmX 10.5 cm)

Z126195-1EA
Z204188-1EA
Z204226-1EA
Z204161-1EA
Z243914-1EA
Z243906-1EA

6 個 (6.5 cmX 10.5 cm)

Z243906-6x1EA

1 個 ,10 x 10 cm プレート用

Z266019-1EA

1個

Z407259-1EA

Z265225-1Pak

アルミニウムマルチプレートラック

20 cm x 20 cm プレート用

Z266035-1EA

TLC 用スプレーヤー試薬

1 本 , 容量：250mL

ボトルタイプ スプレーヤー

capacity 240 mL

PTFE マルチプレートラック

フラスコタイプ スプレーヤー

フラスコタイプ スプレーヤー

クロマトグラフィー スプレーヤー
クロマトグラフィー スプレーヤー【スプレー用試薬】

1 個 (L x H x W 27.0 cm x 26.5 cm)

20 cm x 10 cm プレート用

TLC 飽和パッド

チューブタイプ スプレーヤー【その他】

カタログ番号

Hirschmann® マ イ ク ロ キ ャ ピ ラ リ ー ピ ペ ッ ト ,250 capillaries
volume 1 - 5 μ L

クロマトグラフィー スプレーヤー

10 cm x 20 cm プレート用
20 cm x 20 cm プレート用

Z266051-1EA
58005

capacity 50 mL

Z126292-1SET

size 250 mL

Z129178-1EA

size 75 mL

size 10 mL (flask- type)size 50 mL (flask- type)size 125 mL (flask- type)

ガラスボトル 50 mL

6本

ヨードプラチナートスプレー試薬

100mL

モリブデンブルー スプレー試薬

Z265233-1Pak

100mL

Z126306-1SETZ190373-1EA
Z529710-1EA
Z529729-1EA
Z529737-1EA

技術担当者に直接相談可能・オンライン面談にも対応

オンライン技術サポートのご紹介
このような課題はありませんか？
使用方法や測定方法について
確認したい

分離や測定に適したカラムや条件を相談したい

クロマトグラフィーに関する相談相手が周りにいない

メルクのオンライン技術サポートなら+αの情報を技術担当者が直接提供します
STEP1

STEP2

STEP3

WEB フォームにて相談内容の共有

技術担当者による
アドバイス

1.10647.0001
I9157-100mL

M1942-100mL

QR コードを読み取り
フォームにアクセス

bit.ly/merck-analytical

主な対象製品● SPE（固相抽出）● 大気捕集チューブ26

夾雑物の除去や分離に適した製品があれば知りたい（どれを選べばよいか分からない）● SPME● その他● HPLCカラム
● TLC

27

TLCプレート解析装置

TLCプレート解析装置

TLC Explorer
エ

ク

ス

プ

ロ

ー

ラ

シンプルで洗練された
サステナブルなデザインーTLC 分析をもっと楽に、
より信頼性を高める解析装置

すぐに使えます設置サービスは不要
シンプルなデバイス（PC とWi-Fi アンテナ）
USB-C 接続対応

薄層クロマトグラフィー（TLC）は簡単で柔軟性があり、低コストで迅速なクロマトグラフィーです。

TLC Explorer はプレートを読み取り、Rf 値の計算やデン
シトグラムを用いた定量が可能で、プレートデータの管理も可能なデバイスです。

タッチ式センサーボタン で簡単操作
水銀フリー、3 種類の長持ちする LED 内蔵
VIS（可視光）、366 nm、254 nm
電源スイッチ
安全シャッタースライダー

測定中に UV 光のばく露がありません

フレキシブルなマニュアル確認

引出しユニット

取り外し可能なベースプレートを備えた
ソフトクロージングな引出しで、出し入れやお手入れも簡単です

確認ウィンドウ

20 cm × 20 cm までのシングル、
マルチプレートに対応

クロマトグラムを迅速で安全に目視確認

PATENTED DESIGN

リモート用

リモート用
バッテリーとして使用できます（別途購入が必要です）

28

人間工学に基づいた
コンパクトで運びやすい設計

使いやすく、軽量（10 kg）で、スペースを取らない
丸みを帯びたデザイン

引出しユニットを開ける

ベースプレートを引出しユニットにセットします。
プレートエリアの下にある調整ピンでベースプレートを正しく配置します。

ベースプレート

複数のプレートの挿入に便利です。

29

TLCプレート解析装置

TLCプレート解析装置

簡単で直感的な操作と信頼性のあるソフトウェア

デジタル化が鍵に！

もうTLC プレートをノートに貼る必要はありません。プレート情報をデジタル化して記録します。
イメージング、アノテーション、定量においても、この TLC Explorer がカバーします

ソフトウェアはシンプルで柔軟性があるため
スマートフォンや PC のようなデバイスでもご利用いただけます

画像のキャプチャー

選択した照明タイプで露光条件を自動またはマニュアルで設定できます。

3 つのプロセスで、画像の撮影、アノテーション、評価を行います。
M

TLC Explorer
イメージ

●

●
●

●

●
●

●
●

自 動でトラックを認識し、リテンション
ファクター（Rf）を計算
自動の切り抜き、回転機能

プレート

評価

自動でトラックを認識

デンシトグラムのプロットと編集

 数のプレートの同時分析が可能
複
最大 20 cm × 20 cm

評価プロセスは、電子画像上で行われるビデオ濃度測定に基づいて行います。

 つの光源（254 nm、366 nm、VIS）で
3
迅速な測定バックグランドと照明の自動補正

 殊な画像処理のアルゴリズムによる特高性能な画質定量ツールも完備

USB でデータのエクスポートが可能
複数プレートの分析

定量分析

物質の濃度を推定するために、その物質がトラック上に形成するス
ポットを、1 つ以上の参照トラックに対応するスポットと比較します。

User Guide

TLC Explorer

Documentation System
1.52610.0001

ユーザーマニュアル付属The life science business of
Merck KGaA, Darmstadt, Germany
operates as MilliporeSigma in
the US and Canada.

www.sigmaaldrich.com

30

TLC Explorer

ドキュメンテーション システム

31

TLCプレート解析装置

TLCプレート解析装置

簡単なメンテナンスとランプの交換

Your
Benefits

プラグインで交換が簡単な LED 内蔵のイルミネーションユニット

安全上の理由から、
イルミネーションユニット（LEDハウジング）の交換が必要な場合は全て交換が必要です。
交換するには、4本のネジを緩めて裏蓋を外します。
イルミネーションユニットは、測定チャンバー上部のレールに取り付けられています。

デバイスの仕様
重さ

約 10.4 kg（外部）電源USB-C 電源サプライユニット / 65 W

サイズ

電源
電力条件
消費電力
波長

カメラ
測定技術

TLC/HPTLC プレートサイズ
通信インターフェース
保護等級（IPクラス）
設置条件：温度
設置条件：相対湿度
設置条件：高度

Application Fields

スクリーニング、日常の分析、
マトリックス（夾雑）が多いサンプル、HPLCまたはフラッシュクロマトグラフィーのメソッド開発、工程管理、基礎研究など

幅312×奥行374×高さ290 mm

外部電源ユニット（HA65NM170）はフィッティングタイプB, G, N, I, D, E/Fのプラグが付属します（各国の法令に適合しています）

100 V – 240 V, 50 – 60 Hz（外部電源用）
通常：18.8 W

スタンバイモード：0.83 W

TLC Explorerにはプレートを検出する標準的な光源が付属します• VIS• UV-C - WL: 254 nm• UV-A – WL: 366 nm

1ピクセルは、TLCプレート上の約85×85 µmの領域をキャプチャー

ビデオ濃度測定を用いたTLCプレートのドキュメンテーション システム• USB: 2 × USB-A（USBスティック用）• Ethernet: LAN• WLAN IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz)

IP2X（本体ケース）• 本装置は15℃～40℃の温度範囲で操作してください• 保管や輸送時のは15℃～40℃の温度範囲で行うこと• 本装置は相対湿度20％～80％の範囲で動作し、結露を避けること• 保管および輸送時の湿度は、相対湿度15％～95％ の範囲で行い、結露を避けること< 2,000 m

臨床研究・診断薬ラボ
代謝物検査
バイオマーカー分析

化学産業（例：化粧品）
工程内管理
化粧品化合物のスクリーニング
化粧品の不純物分析

大学
基礎研究
化合物開発（有機合成）

食品＆飲料
品質管理
安定性試験
食品添加物分析
食品汚染物質分析

法医学
薬物および毒性化合物のスクリーニング
爆発物の検出製品情報および交換部品
カタログ番号

製品名

製品概要

1.52613.0001

Illumination unit
（イルミネーションユニット）

1.52612.0001

Baseplate（ベースプレート）

TLC Explorer の光源が故障した場合にのみ必要となる交換部品。このユニットには、
可視光および紫外線など、すべての照明タイプの LED と光学部品が組み込まれています。
交換はユニットごととなります。

1.52610.0001

1.52611.0001
1.52618.0001

32

医薬品、
バイオ医薬品、植物由来医薬品
原薬の安定性試験
原薬候補スクリーニング
漢方薬スクリーニング
不純物分析

環境
水、土壌、排水分析、汚染物質分析（例：農薬、
ホルモン）

3280×2464 アクティブピクセルのRGBセンサー

20 cm×20 cmサイズまでのTLCプレートに対応

Fast
Safe
Reliable
Convenient

TLC Explorer（TLCエクスプローラー）

Power bank
（バッテリー）

Dust cover（ダスト保護カバー）

TLC Explorerドキュメンテーション システム

TLCエクスプローラーに2枚目のベースプレートを記録している間に、1枚のベースプレートを準備することができるので、ベースプレートを追加することで、
ワークフローを簡素化し、スピードアップすることができます。
電源が無い場合に必要です（リモート使用など、電源が無い場合）。
TLC Explorerを周囲のほこりから守る交換用カバーです。

33

カタログ番号順索引

Appendix

カタログ番号

ページ

カタログ番号

ページ

カタログ番号

ページ

カタログ番号

ページ

カタログ番号

ページ

カタログ番号

ページ

1.00003.1000

25

1.05566.0001

21

1.05746.0001

14

1.09626.1000

25

1.15035.0001

17

Z243906-1EA

26

1.00003.2500
1.00014.1000
1.00014.2500
1.00384.0001
1.00390.0001
1.00480.0100
1.00933.0001
1.00934.0001
1.00997.1000
1.00997.2500
1.01090.2500
1.01092.0500
1.01774.1000
1.01774.2500
1.01775.1000
1.01775.2500
1.01990.1000
1.01990.2500
1.02035.0100
1.02214.1000
1.02330.0500
1.02445.1000
1.02445.2500
1.03053.1000
1.03053.2500
1.04374.1000
1.04374.2500
1.04379.1000
1.04379.2500
1.04727.1000
1.04727.2500
1.05434.0001
1.05534.0001
1.05547.0001
1.05548.0001
1.05549.0001

26
25
25
25
21
21
23
22
22
25
25
24
24
25
25
25
25
25
25
23
25
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
12

7
9
9
7

1.05550.0001

13

1.05553.0001

7

1.05552.0001
1.05554.0001
1.05556.0001

17

7
9

1.05559.0001

14

1.05562.0001

7

1.05560.0001
1.05564.0001

34

14
21

1.05565.0001
1.05567.0001
1.05568.0001
1.05570.0001
1.05574.0001
1.05577.0001
1.05579.0001
1.05581.0001
1.05582.0001
1.05583.0001
1.05586.0001
1.05608.0001
1.05613.0001
1.05616.0001

17
20
20

7

17
17
17
13
19
19
11
22
21

9

1.05620.0001

22

1.05628.0001

9

1.05626.0001
1.05629.0001
1.05631.0001

7991.05632.0001

17

1.05635.0001

22

1.05637.0001

12

1.05633.0001
1.05636.0001
1.05641.0001
1.05642.0001

9

15
9
9

1.05644.0001

22

1.05648.0001

9

1.05646.0001

11

1.05713.0001

13

1.05715.0001

7

1.05714.0001

7

1.05716.0001

17

1.05718.0001

17

1.05717.0001
1.05719.0001
1.05721.0001
1.05724.0001

12
7
7
7

1.05725.0001

17

1.05729.0001

7

1.05728.0001
1.05730.0001
1.05731.0001
1.05735.0001
1.05738.0001
1.05744.0001

17
17
13

7

20
12

1.05745.0001
1.05747.0001
1.05748.0001
1.05750.0001
1.05786.0001
1.05787.0001
1.05789.0001
1.05801.0001

12
14

7
7

17
17

7
7

1.05801.0001

20

1.05802.0001

20

1.05804.0001

20

1.05805.0001

20

1.05914.0001

14

1.05802.0001
1.05804.0001
1.05805.0001
1.05808.0001
1.06009.1000
1.06009.2500
1.06050.1000
1.06050.2500
1.06705.0100
1.07177.1000
1.07177.2500
1.07730.1000
1.07730.5000
1.07730.9025
1.07731.1000
1.07731.5000
1.07731.9025
1.07736.1000
1.07736.2500
1.07736.9025
1.07739.1000
1.07747.1000
1.07747.2500
1.07748.1000
1.07748.2500
1.07749.1000
1.07749.2500
1.07749.9025
1.08325.1000
1.08325.2500
1.09621.1000
1.09621.2500
1.09623.1000

7
7
7
7

25
25
25
25
23
25
25
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25

1.09623.2500
1.09626.2500
1.09634.1000
1.09634.2500
1.09666.1000
1.09666.2500
1.09671.0250
1.09671.1000
1.09671.2500
1.09684.1000
1.09684.2500
1.09708.1000
1.09708.2500
1.09728.0100
1.09728.0500
1.09728.1000
1.09728.2500
1.09731.1000
1.09731.2500
1.10647.0001
1.11764.0001

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
9

1.11798.0001

19

1.11845.0001

19

1.11844.0001
1.11846.0001
1.12363.0001

19
19
9

1.12537.0001

23

1.13124.0001

14

1.12668.0001
1.13187.0001
1.13192.0001
1.13203.0001
1.13724.0001
1.13725.0001
1.13726.0001
1.13727.0001
1.13728.0001
1.13748.0001
1.13792.0001
1.13792.0001
1.13793.0001
1.13793.0001
1.13794.0001
1.13794.0001
1.13894.0001
1.13895.0001

15
19
15
23
14
14
14
19
19
19
12
19
12
19
12
19
12
12

1.14296.0001
1.15036.0001
1.15326.0001
1.15327.0001
1.15341.0001

14
17

7
7
7

1.15388.0001

14

1.15423.0001

14

1.15389.0001
1.15424.0001
1.15445.0001
1.15498.0001
1.15552.0001

14
14
11
19

9

1.15647.0001

15

1.15684.0001

14

1.15683.0001

14

Z204226-1EA
Z243906-6x1EA
Z243914-1EA

Z265225-1Pak
Z265233-1Pak
Z266019-1EA
Z266035-1EA
Z266051-1EA
Z407259-1EA
Z529710-1EA
Z529729-1EA
Z529737-1EA

Z611239-250EA

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Simple and Quick
食品中のスクラロース

食品分析では一般に単一もしくは複数成分を分析します。
しかし、食品サンプルはたくさんの種類があり、定量には異なる前処理を必要とします。
TLCは性質が複雑でマトリック

スが多いサンプルから1つまたは少数のターゲット化合物を迅速に定量することが可能

な理想的なメソッドです。
ターゲット化合物を定量するには標準物質を用いてマトリック

スからきちんと分離させる必要があります。多くの食品に含まれるスクラロースを定量する方法として、HPTLCは誘導体化せずに40分で測定することができました。
サンプル
当たりの分離時間は1分以下でした。

26
26

14

アプリケーションデータ

1.16092.0001

17

Sample preparation

1.16464.0001

15

1.15685.0001
1.15696.0001
1.16225.0001
1.16484.0001
1.16485.0001
1.16487.0001

9

14
7
7
7

1.16754.5000

25

1.16835.0001

7

1.16834.0001

7

1.51015.0001

22

1.51160.0001

22

1.51022.0001
1.51161.0001
1.52610.1000
1.52611.1000
1.52612.1000
1.52613.1000
1.52618.1000
I9157-100mL

M1942-100mL
Z126195-1EA

Z126292-1SET
Z126306-1SET
Z129178-1EA
Z146226-1EA
Z190373-1EA
Z204153-1EA
Z204161-1EA
Z204188-1EA

22

Plate

Chromatography

58005

Key Applications

Detection

カタログ番号順索引

HPTLC Silica gel 60 NH2 F254 (20x10 cm)

試料（ケーキやビスケット）は 70% 水溶性
メタノールで抽出

関連製品

Description

HPTLC Silica gel 60 NH2 F254 MS-grade,
20x10 cm

カタログ番号

1.13192.0001

Sample application

ATS 4 sample applicator (Camag),
6 mm bandwidth

Acetonitrile - gradient grade for liquid
chromatography LiChrosolv™ Reag. Ph Eur

1.00030

Application volume

2-4 µL

1.15333

Mobile phase

Acetonitrile / Water 17:3 (v/v)

Water for chromatography (LC-MS Grade)
LiChrosolv™

Migration distance

5 cm

Migration time

1.8 min / 2.8 minDocumentation equipment

DigiStore2 (Camag)

Wavelengthscan under UV-light at 366/>400
nm with TLC scanner 3 (Camag)

Staining

none

22
33
33
33
33
33
26
26

G. Morlock, M. Vega, J. Planar Chromatogr. 20 (2007) 411-417

26
26
26
26
26
26
26
26
26

35

Appendix

Appendix

Fast and sensitive

HPTLC-MSを用いたミルク中のラクトース

食物不耐性はますます重要になっています。 特に乳糖不耐症は、
アジア諸国だけでなく、欧米でも注目を集めています。

ラクトース含有量が100mg / 100 g未満の食品は、「乳糖不耐症」と表示されることがあります。
この分析は、測光分析によるシングルキュベットまたはエンザイムキットを用いた96ウェ
ルプレーで行われています。

HPTLCをMSと組み合わせると、より簡単な高速分析が可能になります。ミルク、ヨーグルト、

Robust and Accurate

HPTLC-MSを用いた
日焼け止めクリームのUVフィルター

化粧品の分析は難しいことがあります。
クリーム、香油、ローションなどの配合

物は、クロマトグラフィーでは迅速かつ簡単な前処理が必要となります。薄層ク

ロマトグラフィー-質量分光分析（TLC-MS）は、その適した手法の一つで、簡単な前処理で複雑なサンプルを分析することが可能です。

インスタントソースなどのさまざまなサンプル中のラクトースは、複雑なサンプル前処理をすることなく分析が可能です。

Plate

HPTLC Silica gel 60 F254 MS-grade,
20x10 cm

Description
HPTLC Silica gel 60 F254 MS-grade, 20x10 cm

ミルク：5 分の遠心分離を 2 回行い、1mL を
50mL の水で希釈したもの。

Acetonitrile hypergrade for LC-MS LiChrosolv™

ヨーグルト：1g を 10mL の水で希釈し、その後
6000rpm で遠心分離したもの。

ATS 4 sample applicator (Camag), 6 mm
bandwidth

Application volume

0.1 - 4 µL

Mobile phase

Acetonitrile / Water 3/1 (v/v) + 0.1%
Trifluoroacetic acid

1.00029
1.08262

Diphenylamine for synthesis

8.20528

Aniline for analysis EMSURE®

1.01261

Ortho-Phosphoric acid for analysis EMSURE®

1.00573

Plate

Samplepreparation

1

HPTLC RP-18 F254S MS-grade, 20x10 cm

Mobile phase

Methanol / Acetonitrile 9/1 (v/v)

Migration distance

5 cm

Migration time

11 minExtraction
equipment"TLC-MS Interface" from CAMAG

Extraction solvent

Acetonitrile / Water 95/5 (v/v) + 0.1% Formic acid

Extraction flow

0.2 mL/min
Documentation unit Reprostar / Digistore (CAMAG)“TLC-MS Interface” from Camag

Wavelength

Scan under UV-light at 254 nm and 366 nm

Extraction solvent

Acetonitrile / Water 95/5 (v/v) + 0.1%
Formic acid

Staining

None

Extraction flow

0.2 mL/min

MS equipment

ACQUITY Qda Detector, Single-Quadrupole Mass
Spectrometer

Documentationequipment

TLC Visualizer (Camag)

MS detection

ESI (+/-) mode MS (m/z 50-350)

Wavelengthscan at white light

Staining

Aniline-diphenylamine-phosphoric acidreagent heated 10 min at 120 °C

MS equipment

single-quadrupole mass spectrometer
expression CMS (Advion)

MS detection

ESI (+) mode (m/z 50 - 1200)

Detection

Extraction equipment

UHT milk

4.36 g/100 g

Lactose free UHT milk

< 100 mg/100 g

Instant sauce

1.64 g/100 g

Yoghurt5.49 g/100 g

17E6
16E6
15E6
14E6
13E6
12E6
11E6
10E6
9E6
8E6
7E6
6E6
5E6
4E6
3E6
2E6
1E6
0E6

LactoseIn-source fragm

M = 342.3 g/mol[M+Na]+
365,2
406,1

[M+Na+ACN]+

lactose-zone fromyoghurt sample, eluted
directly from the TLC
plate

500

関連製品

1.000
m/z

7

Sun Cream 1

8

9

10

Sun Cream 2

Chromatographic date
Track Compound Concentration Application hRf Detected(mg/mL)volume
mass
(µl)
m/z

カタログ番号

Description

Acetonitrile hypergrade for LC-MS LiChrosolv™

1.000292-Propanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv™

1.01040

Methanol for LC-MS LiChrosolv™

1.06035

Formic acid for analysis EMSURE®

1.00264

Water for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv™
Millex®-FH filter, 0.45 um hydrophobic, 25 mm, non sterile
1.5x1071.0x1075.0x1060.0

1-4

Eusolex
9020
Standard

0.1

2, 3, 4, 5

50 311.2

5-7

SunCream#1

0.1

0.5

50 311.2

8-10

SunCream#2

0.1

0.5

50 311.2

1.51161

HPTLC RP-18 F254S MS-grade, 20x10 cm

Mass spectrum of

6

Fig. 2: Developed plate at 254 nm

12 min4.68 g/100 g

5Eusolex® 9020 standard

Migration time

Organic fresh milk

4

Application volume 0.5 - 5 µl

Documentationequipment

ラクトースの測定結果

3

Sample application ATS 4 sample applicator (CAMAG) 6 mm bandwidth

5 cm

白光下のクロマトグラム（アニリンジフェニルアミンホスホン酸で誘導体化）

21g の日焼け止めクリームを 10mL の 2- プロパノールに溶解し、撹拌後にフィルター処理したもの。

Migration distancec/s 182,236

アプリケーションデータ

Extraction

Sample application

1.00934

Trifluoroacetic acid for spectroscopy Uvasol®

インスタントソース：指示通りに調理し、1g を10mL の水で希釈後、5 分間遠心分離したもの。

カタログ番号

Intensity

Detection

Extraction

Chromatography

Sample preparation

関連製品

Chromatography

アプリケーションデータ

1.15333
SLFH025NS

0.296 Extracted

Eusolex® 9020
M = 310.4 g/mol[M+H]+

311.2

333.3

[M+Na]+

210.00 220.00 230.00 240.00 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 320.00 330.00 340.00 350.00 360.00 370.00 380.00 390.00 400.00

m/z
Fig. 1: Mass spectrum and structure of Eusolex® 9020, recorded at hRf value of 50 at track 5.

37

Appendix

Appendix

Regulated Method: Food & Beverage

Meet Regulations in Pharma

欧州薬局方モノグラフによる
錠剤中のアテノロールとクロルタリドンの同定試験

ブラックペッパー中のピペリン

ピペリンは黒コショウの香辛料と有効成分であり、薬物代謝に影響を与えます。

このアプリケーションでは、粉末黒コショウを例に、米国薬局方（USP）ガイドライン（USP40-NF35）に沿って検証しました。

シリカゲルG F254プレートが、アテノロールは選択的β1受容体拮抗薬であり、主に心血管疾患で使 このアプリケーションノートでは、アテノ
国でハイグロトンとして販売されていました。 チアジド系利尿薬と呼ばれ、高血圧や浮腫の管理によく使用されます。

条件に基づいて、併用薬中のアテノロールとクロルタリドンの分析に

Description
TLC Silica gel 60 G F254 20 x 20 mm, glass plate, Pk.25

Chlorthalidone

Experimental Condition
TLC Plate

Silica Gel 60 G F254, 20 x 20 cm

Application volume 5 µL of each solution
Detection

UV @ 254 nm

Mobile phase

18 M Ammonia and n-butanol 30:150 (v/v)

Plate development 展開槽にろ紙を並べます。
十分な量の移動相を展開槽に入れます。
展開槽内を飽和させ、蓋を元に戻し、20〜25℃
で1時間放置します。下端から適切な距離にバンドが得られるように、規定量の溶液を少量ずつアプライします。

Plate

適していることを示してます。

関連製品

Atenolol

アプリケーションデータ

カタログ番号
1.003901-Butanol for liquid chromatography LiChrosolv™

1.01988

Ammonia solution 25% Suprapur®

1.05428

Methanol gradient grade for liquid chromatography
LiChrosolv™ Reag. Ph Eur.

1.06007

Atenolol European Pharmacopoeia (EP)
Reference Standard

A1340000

Atenolol Pharmaceutical Secondary Standard;
Certified Reference Material

PHR1909

Chlorthalidone European Pharmacopoeia (EP)
Reference Standard

C1950000

Chromatography

クロルタリドンは高血圧の治療に使用される利尿薬で、もともとは米ロールの欧州薬局方の同定TLCテスト（バージョン9.0）による試験的Detection

用される薬剤であるベータ遮断薬のグループに属しています。

HPTLC Silica gel 60
F254 (20x10 cm)

Featured Products

カタログ番号

Description

メタノール5mLに粉状のブラックペッパー約0.5gを入れ、超音波をあて遠心し、表面を採取します。

TLC & HPLC

Sampleapplication

ATS 4 sample applicator(Camag), 8 mm
bandwidth

Ethyl acetate for liquid chromatography LiChrosolv™

1.00868

n-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv™

1.04391

Mobilephase

n-Hexane /Ethylacetate 5:3

Water for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv™

1.15333

Acetonitrile - gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv™, Reag. Ph Eur

1.00030

Migration
distance

5 cm

Methanol - gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv™, Reag. Ph Eur

1.06007

Wavelengthscan under visible
light, UV-light at 254
nm and 366 with TLC
scanner 3 (Camag)

Potassium dihydrogen phosphate anhydrous for HPLC LiChrosolv™

5.43841

ortho-Phosphoric acid 85% for HPLC LiChrosolv™

5.43828

Samplepreparation

Staining /Derivatization

冷却したメタノール
17mL、
アセトン2mL、
硫酸1mL、
アニスアルデヒ
ド0.1mL

HPLC glass plates Si 60 F254, 20 x 10 cm

1.05642

Purospher STAR RP-18 endcapped (5 µm) Hibar™ RT 250-4.6

1.51456®

Solvents & reagents

Filtration
Millex® syringe filter units, disposable, Durapore® PVDF, Pk. 1000

SLHVX13NK

Standards
Piperine - United States Pharmacopoeia (USP) Reference Standard, 20 mg

1.543200

Powdered Black Pepper Extract - United States Pharmacopoeia (USP) ReferenceStandard, 1 g

1.509019

Migration distance 15 cm
Dryingin airStandard

1.0 % (w/v) of atenolol in 0.25 % (w/v) of
Chlorthalidone in methanol

Sample

錠剤粉末のフィルムコーティングを取り除き、0.1gのアテノロールを含むパワードタブレットの量を10mLのメタノールと一緒に15分間振とうします。
• Track 1: 3 μL standard solution A, USP reference standard (RS) of
0.9 mg/mL piperine in methanol.
• Track 2: 3 μL standard solution B, a 2 mg/mL borneol standard
in methanol.

• Track 4 & 5: 7 μL two different commercial pepper samples of thesame concentration taken through the same sample preparation
steps. (add about 0.5 g of powdered black pepper to 5 mL of
methanol, sonicate for 10 minutes, and then use the supernatant).

• Track 3: 15 μL standard solution C, USP powdered black pepper
extract RS 5 mg/mL in methanol, sonicated, centrifuged, and thesupernatant is used.

Application Results
TLC Plate Development

1. 254 nmでは、サンプル溶液のクロマトグラムは、標準溶液Aのクロマトグラムのピ
ペリンバンドに相当するRf=約0.15で強いクエンチングバンドを示した。
2. Rf=約0.02でクエンチングバンド

3. 3つのクエンチングバンドが等間隔に表れている。

5. これらのバンドには、同じ色の濃い緑色のバンドと標準液Aのピペリンバンドが含まれている。
（Rf=約0.15）

6. 標準溶液Bのボルネオールによるバンド位置の下、Rf=0.47付近に紫色の弱いバ
ンドがみられた。
7. Rf=0.07付近のクロマトグラム下部にある緑がかったバンドがみられた。

4. 白色光下では誘導体化したサンプルは、標準溶液Cのクロマトグラムのメインバ
ンドと位置と色が類似したメインバンドを示した。

38

39

Appendix

From Plant Screening to Quantification

ホップ中の苦み酸

ホップ中の苦い酸の量は、ビール生産にとって非常に重要なパラメーターです。 ホップの種類が異なれば、ビールの苦味の原因となるα酸とβ酸の量も異なります。一般的に、ホップは芳香性ホップ（<10％α酸）と苦味ホップ（> 10％α酸）に分けられます。

この研究では、合計12のサンプルを分析しました。
4つの芳香族ホップ、4つの苦いホップ、
お

よび同じ種類の4つのホップで異なる地域産のものです。 サンプル抽出物をHPTLCシリカゲ

ル60F254 MSグレードプレートにアプライし、
Automated Multiple Development（AMD 2）
システムを使用してグラジエントで展開、分離しました。蛍光は360 /〉400nmで測定しました。

アプリケーションデータ
Plate

HPTLC RP-18 F254s MS-grade, 20x10 cm

関連製品

Standard

1 mg/mL of the International Calibration Extract 3 (contains 44.64%
alpha acid, 24.28% beta acid and 31.08% other ingredients)

HPTLC silica gel 60 F254 MS-grade, 20x10

Samplepreparation

Description

ホップのペレット（5 g）を粉砕し、10.0 mL MeOH、50.0mL ジエチルエー
テルと 20mL の 0.1 モル塩酸溶液に加え、この溶液を 40 分間撹拌し、2mL の上部エーテル相を採取、20.0mL メスフラスコにメタノールでメス
アップ、0.45 μ m シリンジフィルターでろ過しました。

chromatography LiChrosolv™
1.00868

Ethyl acetate for liquid

Application volume 0.3 – 1.6 μL

Methanol for liquid

Ethyl acetate/Methanol/n-Heptane as a gradient, developedwith the AMD 2 automated multiple development (Camag)

chromatography LiChrosolv™

Steps Ethyl
acetateMethanol

PTFE, 25 mm, non-sterile150.0 Vol%

50.0 Vol% 00 Vol%

12.0 mm

2.0 min2

40.0 Vol%

40.0 Vol% 20 Vol%

18.0 mm

2.0 min3

35.0 Vol%

35.0 Vol% 30 Vol%

24.0 mm

2.0 min4

30.0 Vol%

30.0 Vol% 40 Vol%

30.0 mm

2.0 min5

25.0 Vol%

25.0 Vol% 50 Vol%

36.0 mm

2.0 min1

6

20.0 Vol%

20.0 Vol% 60 Vol%

42.0 mm

2.0 min7

15.0 Vol%

15.0 Vol% 70 Vol%

48.0 mm

2.0 min8

10.0 Vol%

10.0 Vol% 80 Vol%

54.0 mm

2.0 min

9

5.0 Vol%

5.0 Vol%

60.0 mm

2.0 min

90 Vol%1.04390n-Heptane for liquid

chromatography LiChrosolv™

n-Heptane Migration Drying
Distance Time1.00934cm

Sample application ATS 4 automatic TLC sampler (Camag), 6 mm bandwise
Mobile phase

カタログ番号

1.06018

Millex®-FH filter, 0.45 µm hydrophobic
Diethyl ether for spectroscopy Uvasol®
No. Hops.

SLFH025NS
1.00930

Content [%] of
α-acids

ß-acids

Mittelfrüh Hallertau

2.7

3.0

2

Spalt Spalter

3.8

5.4

3

Saazer

3.2

2.8

4

Tettnanger

3.1

3.6

Aromatic Hops

Bitter Hops

Migration distance 5 cm

5Apollo13.5

5.8

Migration time

55 min (complete AMD method)

6

Green Bullet

9.1

6.0

Documentationequipment

Reprostar 3 (Camag)

7

Hallertau Herkules

4.0

3.3

Wavelength

UV-light at 366 nm

8

Topaz

16.2

7.2

Scan equipment

TLC scanner 3 (Camag)

Wavelength

UV-light at 360 nm

サイエンス系

お役立ちメディア

M-hub

Regional Hops

かんたんカタログ検索

カタログ
ファインダー

9Cascade NZ

4.0

3.9

10

Cascade USA

8.1

8.0

11

Cascade Hallertau D

6.5

6.1

12

Cascade Lemondrop USA

4.1

4.2

メルク ライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.com/wm
メルク ライフサイエンス公式
SNS、動画コンテンツをご覧ください。

本紙記載の製品は試験・研究用です。
ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。
掲載価格は希望販売価格（税別）です。
実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。
なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。
予めご了承ください。記載内容は2024年6月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Supelco are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of theirrespective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2024 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

ライフサイエンス サイエンス & ラボソリューションズ事業本部〒 153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F
製品の最新情報はこちら www.merckmillipore.com/asp
E-mail: jpts@merckgroup.com Tel: 03-4531-1140
AAM007B-2406-PDF-E