Data sheet
testo 875i

赤外線サーモグラフィ
testo 875i – プロフェッショナルサーモグ
ラフィ

画素数 160 x 120 ピクセル

超解像SuperResolution 機能で320 x 240 ピクセル°C

温度分解能 0.05℃以下%RH

測定範囲：-30～+350℃
視野角 32°の広角レンズを標準採用
9°望遠レンズに交換可能 (875-2i)
最高 +550 °Cまでの高温測定(875-2i)

testo 875iシリーズは、160 x 120クラス最高の温度分解能で、材SuperResolution 機能で、PCソフト（testo IR Soft）上で空間分解高画質の画像を提供します。イメージングプロセスにより、エネかな異常でも検出することができます。

料やコンポーネントの異常、弱い箇所を迅速かつ確実に検出し、ルギー損失やコールドブリッジ、システムの損傷や過熱を非接触能が60%向上した320 x 240画素画像が得られるため、ごくわずで検出することができ、機械・電気設備メンテナンスや、漏水診断などの建物診断にも適しています。

www.testo.com

testo 875i

オーダー情報testo 875-1i

赤外線サーモグラフィ testo 875-1i（超解像 SuperResolution 機能搭載）
同梱品： USBケーブル、ACアダプタ、バッテリ、専用ケース、ストラップ、SD カード、三脚アダプタ

型番：0563 0875 V1

testo 875-2i

赤外線サーモグラフィ testo 875-2i（超解像 SuperResolution 機能搭載）

testo 875-2i セット

赤外線サーモグラフィ
testo 875-2i（超解像 SuperResolution機能搭載）

同梱品： USBケーブル、ACアダプタ、バッテリ、専用ケース、ストラップ、SD カード、三脚アダプタ、ヘッドセット、9°x 7°望遠レンズ、レンズプロテクタ、スペアバッテリ、充電器

型番： 0563 0875 V3

同梱品： USBケーブル、ACアダプタ、バッテリ、専用ケース、ストラップ、
SD カード、三脚アダプタ、ヘッドセット
型番： 0563 0875 V2

アクセサリ
品名

型番黒体テープ（光沢面撮影用) 25 mm x 10 m

0554 0051

レンズプロテクタ

0554 8805

スペア用充電式バッテリ

0554 8802

卓上充電器

0554 8801

高温測定用フィルタ（550 °Cまで対応）(testo 875-2i のみ)

0554 8813

SDカード(2GB)0554 8803

IR Soft PC解析用ソフトウェア (Webページより無料ダウンロード可)ISO 校正証明書

お問い合わせくださいtesto 875i

テクニカルデータ
testo 875-1i

testo 875-2i

画像
画素数

160 x 120 ピクセル

温度分解能 (NETD)+30 °
C時
視野角(FOV)

デジタルカメラ

0.05℃以下

LED照明

32° x 23° / 0.1 m(標準レンズ)

32° x 23° / 0.1 m(望遠: 9° x 7° / 0.5 m)

空間分解能 (IFOV)

3.3 mrad(標準レンズ)

3.3 mrad(望遠: 1.0 mrad)

SuperResolution(ピクセル / IFOV)

320 x 240 ピクセル /2.1 mrad
(標準レンズ)

320 x 240 ピクセル /2.1 mrad(望遠: 0.6 mrad)

フレームレート

マニュアル

波長7.5 ～ 14 µm
640 x 480 ピクセル / 0.4 m

表示
画像切替

3.5インチ LCD (320 x 240 ピクセル)
熱画像 / 可視画像/
熱画像 ・ 可視画像同時表示

ビデオ出力
カラーパレット

USB 2.010 (アイアン・レインボー・レインボーHC・
冷・温・青・赤・グレー・グレー反転・
セピア・testo・高温アイアン)

測定性能
測定範囲
精度

レンジ1：-30 ～ +100°C /レンジ2：0 ～ +350 °C±2 °Cまたは測定値の ±2 %の大きい方(測定値の±3 °C ( -30 ～ -22 °C時)

高温測定範囲

レンジ3：+350 ～+550 °C–

精度

測定値の±3 %(+350 ～ +550 °C時)

放射率 / 反射温度補正

0.01 ～ 1.00 /
マニュアル

◯

–

標準レンズ

32° x 23°

交換レンズ

–

9° x 7°

ボイスレコーディング–◯

ビデオストリーミング◯◯–

ファイル形式

testo独自フォーマット(.bmt)/ 専用ソフトウェ
アで.bmp, .jpg, .png, .csv, .xls形式で保存可

メモリ容量

SD カード( 2GB: 約 2,000 画像)

電源
バッテリ

専用リチウムイオン充電池

稼働時間

4 時間

充電方式

卓上充電器 (オプション)

ACアダプタ接続

可

一般仕様
動作温度

-15 ～ +40 °C

保管温度-30 ～ +60 °C

湿度

20 ～ 80 % RH（結露なきこと）

保護等級 (IEC 60529)

IP54

耐振動 (IEC 60068-2-6)

2G

その他
質量
外形寸法 (L x W x H)
ハウジング

約 900 g（バッテリ込）
152 x 108 x 262 mm
ABS樹脂システム要件

付属性能
表面湿度モード（温度/湿度マニュアル入力要）

◯

画像保存

可視画像

ディスプレイ

testo 875-2i

33 Hz (9Hz選択可)

フォーカス

画素数 / 最小焦点距離

testo 875-1i
付属性能

対応OS

Windows 7 (SP 1以降),
Windows 8, Windows 10,
interface USB 2.0

認証
ソーラーモード
分析機能

EU 指令

◯
任意2点温度表示、ホット・コールドスポット表示

任意2点温度表示、ホット・コールドス
ポット表示、アイソサーム、
エリア内最高/最低温度表示(◯ 同梱品あり) オプション– なし

2004 / 108 / ECtesto 875i

仕様一覧
仕様

testo 875-1i

testo 875-2i

画素数

testo 875-2i
セット

160 x 120 ピクセル

温度分解能 (NETD)

0.05℃以下

測定範囲

レンジ１：-30 ～ +100 °C
レンジ２：0 ～ +350 ℃

フレームレート

33 Hz (9Hz選択可)

標準レンズ 32° x 23°◯◯

交換用望遠レンズ 9° x 7°

◯

–

(

超解像機能SuperResolution◯◯

高温測定 (+550 °Cまで)–(デジタルカメラ(内蔵)

◯◯◯◯)

◯)

()

LED照明

–

◯

◯

ボイスレコーディング(ヘッドセット)

–

◯

◯

表面湿度モード(マニュアル入力)

–

◯

◯

アイソサーム–◯◯

エリア内最高/最低温度表示

–

◯

◯

ホット/コールドスポット表示◯◯◯

ソーラーモード◯◯◯

レンズプロテクタ

()

()

◯

スペアバッテリ

()

()

◯

卓上充電器

()

()

◯◯
()
–

同梱品有り
オプションなし＊本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

www.testo.com〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F● セールス
TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277● サービスセンター（修理・校正）TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863

ヘルプデスク TEL.045-476-2547
ホームページ http://www.testo.com

e-mail info@testo.co.jp