Data sheet
testo 830

赤外放射温度計
testo 830

レーザーポインター付きで遠距離でも測定エリアの確認が可能°C

0.5秒の間隔で素早く測定放射率の設定が可能
上限値/下限値のアラーム機能を搭載
使い勝手の良いエルゴノミックデザイン
ホールド機能と最大/最小値表示機能

testo 830 は、非接触で表面温度測定を効率的に行える赤外

testo 830-T1

放射温度計です。最大 /最小値表示機能を搭載しているため、１ポイントレーザー、スポット比 10：1

温度モニタリングに最適です。

testo 830-T2
2ポイントレーザー、スポット比 12：1、外付けK熱電対プローブ
対応

www.testo.com

testo 830

赤外放射温度計 testo 830
1ポイントレーザー

2ポイントレーザー、外付けK熱電対プローブ対応

testo 830-T1

testo 830-T2

同梱品： 本体、9Vブロック型電池、出荷検査書

同梱品： 本体、9Vブロック型電池、出荷検査書

型番： 0560 8305

型番： 0560 8306

testo 830-T1
１ポイントレーザー、スポット比 10：1

testo 830-T2
2ポイントレーザー、スポット比 12：1、外付けK熱電対プローブ対応•高 速測定•1
 ポイントレーザー付き•音 /表示アラーム• 握りやすく、使いやすいガンタイプ設計•バ ックライト付き•放 射率の設定が可能（0.1～1.0）•高 速測定•2
 ポイントレーザー付き•音 /表示アラーム• 握りやすく、使いやすいガンタイプ設計•バ ックライト付き•放 射率の設定が可能（0.1～1.0）•外 付けK熱電対プローブを併用して放射率の確認が可能testo 830

テクニカルデータ

一般データ
スペクトル範囲

8～14μmバッテリ

9Vブロック型電池

放射率0.1～1.0 調整可能

バッテリ寿命

約15時間

保管温度

-40～+70℃

質量200g

動作温度-20～+50℃

外形寸法

190×75×38mm

ハウジング材質

ABS

テクニカルデータ
testo 830-T1

testo 830-T2

赤外線（非接触）-30～+400℃-30～+400℃

K熱電対（接触）--50～+500℃

赤外線（非接触）±1.5℃ または 測定値の±1.5%（+0.1～+400℃）±2℃ または 測定値の±2%（-30～0℃）
いずれか大きい方の数値±1.5℃ または 測定値の±1.5%（+0.1～+400℃）±2℃ または 測定値の±2%（-30～0℃）
いずれか大きい方の数値

K熱電対（接触）-±（0.5℃+測定値の0.5%）

分解能

0.1℃

0.1℃

赤外線（非接触）

0.5秒

0.5秒

K熱電対（接触）-

1.75秒

レーザーポイント

1ポイントレーザー

2ポイントレーザー

スポット比

10：1

12：1

測定範囲

精度 ±1digit

測定間隔

testo 830

測定スポットと距離
testo 830-T1

testo 830-T2スポット比： 10：1
1ポイントレーザー

スポット比： 12：1
2ポイントレーザーØ 516 mm

Ø 433 mm
Ø 183 mm

Ø 216 mm
Ø 16 mm

Ø 116 mm
Ø 66 mm

500 mmØ 16 mm

Ø 100 mm
Ø 58 mm

500 mm1000 mm1000 mm2000 mm5000 mm2000 mm5000 mmアクセサリ
testo 830-T1/T2 アクセサリ

型番

反射面測定用 黒体テープ（25mm×10m）

0554 0051

ソフトケース

0516 8302

放射温度計 校正 指定ポイント（50/150/250℃）

お問い合わせください

放射温度計 校正 指定ポイント（100/200℃）

お問い合わせください

放射温度計 校正 任意ポイント（50～250℃）

お問い合わせください

testo 830-T2

型番

K熱電対 校正 指定ポイント（10/30/50℃）

お問い合わせください

K熱電対 校正 指定ポイント（50/100/150/200℃）

お問い合わせください

K熱電対 校正 任意ポイント

お問い合わせくださいtesto 830

外付け K熱電対プローブ

プローブタイプ

外形寸法
プローブシャフト/プローブシャフト先端部

測定範囲

精度

応答速度t99

型番

気体温度プローブ
気体用温度プローブ
ケーブル長： 1.2m

0602 1793

115mm-60〜+400°
CClass 21）

200秒

Ø 4mm

浸漬芯温プローブ
高速応答防水浸漬芯温プローブ
ケーブル： 1.2m

Ø 1.5mm高速応答防水浸漬芯温プローブ
ケーブル： 1.2m

0602 0593
300mm

60mm

-60〜+1,000°
C

2秒
0602 2693

14mm-60〜+800°
C
Ø 5mmClass 1 1）Class 11）Class 11）Class 21）3秒

Ø 1.5mm

シースタイプフレキシブル

0602 5792
Ø 1.5mm

防水型浸漬芯温プローブ

C-40～+1,000°

500mm

114mm

0602 1293

50mm-60〜+400°
C
Ø 5mm

5秒

7秒Ø 3.7mm

表面温度プローブ
高速応答表面温度プローブ
ケーブル： 1.2m

パドル型表面温度プローブ
ケーブル： 1.2m

0602 0393

115mm-60〜+300°C
Ø 5mm

Ø 12mm

145mm

40mm

Class 2 1）

3秒
0602 0193

0〜+300°CClass 21）

Class 21）Class 21）Class 11）

5秒

Ø 8mm

防水型表面温度プローブ
ケーブル： 1.2m

-60〜+400°
CØ 5mm

L字型 高速応答表面温度プローブ
ケーブル： 1.2m

80mm

30秒

Ø 6mm

0602 0993

50mm-60〜+300°
CØ 5mm

防水型表面温度プローブ
ケーブル： 1.2m

0602 1993

115mm

3秒

Ø 12mm0602 0693

150mm-60〜+1,000°
CØ 2.5mm

Ø 4mm1）温度精度は IEC 60584 に準拠しており、Class1（–40〜+1,000℃）、Class2（–40〜+1,200℃）です。

20秒

testo 830

外付け K熱電対プローブ

プローブ

外形寸法
プローブシャフト/プローブシャフト先端部

測定範囲

精度

応答速度
t99

型番

表面温度プローブ
フラットヘッド表面温度プローブ
ケーブル： 1.6m（ロッド伸縮と連動）

985 ±5mm0602 2394

12mm-50〜+250°
C

Class 21）Class 21）3秒

Ø 25mm

マグネットプローブ 20N
ケーブル： 1.6m

マグネットプローブ 10N
ケーブル： 1.6m

0602 4792

35mm-50〜+170°CØ 20mm0602 4892

75mm
Ø 21mm

面ファスナー式パイプ巻付型
表面温度プローブ
ケーブル： 1.5m

Class 2 1）

-50〜+120°
CClass 11）

Class 21）Class 21）Class 21）Class 21）0628 0020

395mm
20mm

パイプクランプ表面プローブ
ケーブル： 1.2m

パイプクランプ表面プローブ用
スペアセンサヘッド-50〜+400°
C

90秒
0602 4592-60〜+130°C

5秒
0602 0092

35mm-60〜+130°
C15mm

パイプクランププローブ
ケーブル： 1.2m

5秒
0602 4692-50〜+100°
C5秒

食品用プローブ
防水型食品用ステンレスプローブ
ケーブル： 1.2m

125mm

0602 2292

30mm-60〜+400°C
Ø 4mm

Ø 3.2mm1）温度精度は IEC 60584 に準拠しており、Class1（–40〜+1,000℃）、Class2（–40〜+1,200℃）です。

7秒

testo 830

testo 830＊本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

（2022.06）

www.testo.com〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F● セールスTEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277（修理・校正）T EL.045-476-2266 FAX.045-393-1863● サービスセンター

ヘルプデスク TEL.045-476-2547
ホームページ http://www.testo.com

e-mail info@testo.co.jp