デ ジ タ ル 指 示 計
MODEL

ＤＬＳ－５０２８Ａ
取 扱 説 明 書

東洋 測 器株 式会 社
本社

横 浜 市港 北区 新 羽町 ９６ ４－ ２４
Ｔ Ｅ Ｌ ０４ ５－ ５４ ０ －８ ３５ ３
Ｆ Ａ Ｘ ０４ ５－ ５４ ４ －８ ３５ ４

MA4-00187-R3(2021/4)

－－ 目 次 －－頁
§１． 安全上のご注意 ------------------------------------------------------------------------------ 3§２． 概 要-------------------------------------------------------------------------------------- 4§３． 外観および各部名称 -------------------------------------------------------------------------- 4
３－１． 本体外観図 ------------------------------------------------------------------------------ 4§４． 操作説明------------------------------------------------------------------------------------ 5
４－１． 動作モードの分類 ------------------------------------------------------------------------ 5
４－２． 主なキイの役割 -------------------------------------------------------------------------- 6
４－３． コンパレータ設定モード ：------------------------------------------------------- 7
設定項目一覧 ------------------------------------------------------------------------------------- 7
４－４． ファンクションモード ：--------------------------------------------------------- 7
設定項目一覧 ------------------------------------------------------------------------------------- 7
４－５． 校正モード ：-------------------------------------------------------------------- 8
設定項目一覧 ------------------------------------------------------------------------------------- 8§５． 機能説明------------------------------------------------------------------------------------ 9
５－１． ゼロトラッキング機能 (ZT) ---------------------------------------------------------------- 9
５－２． プリセット風袋引き機能 (PT) -------------------------------------------------------------- 9
５－３． オートゼロ機能 (AZ) --------------------------------------------------------------------- 9
５－４． キイロック機能 -------------------------------------------------------------------------- 9
５－５． キャルロック機能 ------------------------------------------------------------------------ 9
５－６． デジタルフィルタ(DF)および移動平均機能(AV) ---------------------------------------------- 10
５－７． 最小目盛設定機能 (S.DIV) ---------------------------------------------------------------- 10
５－８． アナログ出力スケーリング機能(アナログ出力オプションを選択した場合に有効) ----------------- 10
５－９． コマンド(CMD)入力 (表示ホールド，ゼロ点校正) -------------------------------------------- 10
５－１０． コンパレータ機能 (Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4) --------------------------------------------- 10§６． オプション（工場出荷時オプション） --------------------------------------------------------- 12
６－１． [OP-1]4～20mA，D/A電流出力、[OP-2]-5V～+5V，D/A電圧出力、[OP-5]0～10V，D/A電圧出力 ------- 12
６－２． [OP-3]RS-232C シリアル出力オプション ---------------------------------------------------- 12
６－３． [標準]カレントループ シリアル出力 ------------------------------------------------------- 13§７． 校正操作----------------------------------------------------------------------------------- 14
７－１． 実荷重による校正方法-------------------------------------------------------------------- 14
７－２． 等価入力による校正方法------------------------------------------------------------------ 15§８． 異常時の対処方法 --------------------------------------------------------------------------- 16
８－１． 基本的な点検項目 ----------------------------------------------------------------------- 16
８－２． 校正時の注意点 ------------------------------------------------------------------------- 16
８－３． 異常な表示を行っている場合の対処方法 ---------------------------------------------------- 16
８－４． 本器の故障であるかの判断 ---------------------------------------------------------------- 16
８－５． センサー(ロードセル)の確認------------------------------------------------------------- 16§９． テストモードの操作方法 --------------------------------------------------------------------- 17
９－１． 基本操作 ------------------------------------------------------------------------------- 17
９－２． 各テストの動作仕様 --------------------------------------------------------------------- 17§１０． 機器の据付および接続方法 ----------------------------------------------------------------- 19
１０－１． 機器の据付環境等 --------------------------------------------------------------------- 19
１０－２． 端子配列 ----------------------------------------------------------------------------- 19§１１． 仕 様 ----------------------------------------------------------------------------------- 21
１１－１． アナログおよびA/D変換部 --------------------------------------------------------------- 21
１１－２． 表示部 ------------------------------------------------------------------------------ 21
１１－３． ゼロ点・感度校正 --------------------------------------------------------------------- 21
１１－４． I/O部 -------------------------------------------------------------------------------- 21
１１－５． 総 合 ------------------------------------------------------------------------------- 22§１２． 型式一覧、附属品------------------------------------------------------------------------- 23
１２－１． 型式 --------------------------------------------------------------------------------- 23
１２－２． 附属品 ------------------------------------------------------------------------------- 23§１３． 外形寸法図 ------------------------------------------------------------------------------ 23§１４． 操作一覧 --------------------------------------------------------------------------------- 24
１４－１． 各モードの操作および設定項目 ---------------------------------------------------------- 24
１４－２． 機能ブロック図 ----------------------------------------------------------------------- 26- 2 -MA4-00187-R3

§１．安全上のご注意
本器のご使用に際しては、この取扱説明書をよくお読みいただき、安全に十分注意を払いながら、お取り扱いくだ
さいますようお願い致します。

注意○直射日光の当たる場所に設置しないでください。
○使用温度・湿度の範囲でご使用ください。
○端子配列をご確認の上で正しく配線してください。

警告○ほこり、粉塵、水気が多い場所で使用しないでください。
○引火性ガスまたは引火性蒸気がある場所で使用しないでください。
○振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
○磁気や電磁波を発生する機器の近くで使用しないでください。
○その他、危険な状況が予測される場所で使用しないでください。
○指定した電源以外は使用しないでください。
○濡らさないでください。
○分解・改造をしないでください。
■保証について正常な使用状態における製造上の責任による故障は、納品日より1年間無償修理いたします。ただし、以下の場
合には保証期間内であっても有償修理となります。
・使用上の誤り、改造による故障や損傷。
・弊社サービス以外の者による修理による故障や損傷。
・自然災害や事故による故障や損傷。
保証は機器本体のみとし、本体以外の損傷等につきましては、その責を負いかねますことをあらかじめご了承くださいますようお願い致します。

- 3 -MA4-00187-R3

§２．概 要本器は台秤やタンク・ホッパースケール等での計量システムに最適なひずみゲージ式トランスデューサ専用のデジ
タル指示計で、オートゼロ(AZ)、コンパレータ等の機能を備えています。
コンパレータは4chを備えており落差補正が可能な他、独立して上限動作、下限動作を選択できます。
設定値変更はキイ操作により容易に行えます。なお、AZ機能はワンタッチ操作が可能です。
本器には、弊社 指示 計用周 辺 機器 を接 続 するための専用シリアル I/Fとしてカレントループ出力を標準で 備 え て い ま す 。 また、オプションとしてD/A変換による表示に対応したアイソレートアナログ信号、またはRS-232Cシリアル出力信号が選択可能です。
使用電源はAC100Vの他、DC24Vにも対応(オプション)しています。
この取扱説明書の 内容は、 プログラ ムバージョン『 P. 2.00』以降に適用します。

§３．外観および各部名称
３－１．本体外観図① 動作表示LED
各種機能の動作状態をLEDの点灯･消灯により表示します。
1,2,3,4：コンパレータ1～4の動作状態、接点ｼｮｰﾄ時に点灯。
HOLD：表示ホールド中に点灯。
PT：プリセット風袋引き中に点灯。
AZ：オートゼロ(AZ)機能の動作状態、AZがセットされていると点灯。
② 計量値表示
計量モードでは計量値を表示します。
各種設定を行う場合は項目を示すガイド表示と設定値が表示されます。
③ キイスイッチ
MENU ，ITEM ，AZ (BACK)，AZ.R (NEXT)，PT (DOWN)， (UP)， ， (ENT)の8個のキイスイッチにより、各機能の設定を行います。
④ 7.62mmピッチ圧着端子用端子台(上側)･･･センサー接続用端子です。
⑤ 5mmピッチケージクランプ型端子部(上側)･･･外部指令入力およびオプション出力接続用端子です。
⑥ 5mmピッチケージクランプ型端子部(下側)･･･リレー接点出力およびカレントループ出力接続用端子です。
⑦ 7.62mmピッチ圧着端子用端子台(下側)･･･電源ライン接続用端子です。

- 4 -MA4-00187-R3

§４．操作説明
４－１．動作モードの分類
本器は通常の動作では、下記４つのモードに分けられます。
計量モード○計量値表示器には計量値が表示されます。
○キイロックモードになっている状態では、設定変更や機能の動作は行えないのでキイのミスタッチによる誤操作防止に役立ちます。キイのロック／ロック解除は キイを２秒間押すことで行います。
○AZキイを１秒間押すと、オートゼロがセットされます。
AZ.Rキイを１秒間押すとオートゼロがリセットされます。
オートゼロのセット中は[AZ]のLEDが点灯します。
○PTキイを1秒間押すと、プリセット風袋値の確認と設定を行うモードになります。
設定を変更するにはキイで桁を選択し(選択中の桁が点滅)、
キイで数値を変更します。
設定したい値になったら キイを押します。
と表示して記憶します。
プリセット風袋値が設定されていると、[PT]のLEDが点灯します。

コンパレータ設定モード○各コンパレータの定量値、落差、ヒステリシス(１～４共通)の確認や変更を行うモードです。
計量モードでMENU キイを1回押すとこのモードに入ります。
○次にITEM キイを押していくと、コンパレータ設定に関する数値設定項目が順次表示され、設定内容の確認が行えます。
○設定を変更するにはキイで桁を選択し(選択中の桁が点滅)、
キイで数値を変更します。
設定したい値になったら キイを押します。
と表示して記憶します。

ファンクションモード
○計量モードでMENU キイを2回押すとファンクションモードになります。
○このモードでは下記設定を行います。
コンパレータ1～4の動作設定／アナログ出力の出力対象の設定／アナログ出力のゼロ点の設定／アナログ出
力のフルスケール設定／アナログ出力内容の選択／コマンド入力機能の選択／テストモードへの移行○テストモードへの移行はと表示している状態で キイを押して点滅させ、 キイを3回押すことに
よります。

校正モード
○計量器の校正を行うモードです。計量モードでMENU キイを3回押すと校正モードになります。
○次にITEM キイを押していくと設定項目が順次表示されます。 内容は次の通りです。
ゼロ点校正／スパン校正／最小目盛(目量)／デジタルフィルタの強さ／移動平均の安定検出／移動平均の平均化回数／ゼロトラックの幅／ゼロトラックの時間／小数点位置の設定／ゼロ点の等価入力の極性／ゼロ点の等価入力／スパンの等価入力の極性／スパンの等価入力
ただし、本器にはキャルロック(スパン校正防止)機能があります。キャルロック状態でスパン校正を行おうとするとと表示されるだけで校正は行えません。

- 5 -MA4-00187-R3

操作のヒント○表示の点滅状態(7セグメントLED)で、 キイを押すと設定内容が更新されます。
点滅していなければ「確認状態」ですので、更新は行われません。
設定変更の途中(表示の点滅状態)で キイを押すと、もとの設定値が表示され点滅が止まります。
「確認状態」に戻りますので、設定途中のキャンセルとして使用できます。
○コンパレータ設定モード、校正モード、ファンクションモードにおいても計量動作は継続しています。設定中
でもコンパレータの動作、外部指令の受付は継続して行われています。
設定変更を行った場合は、 キイを押した時点で、変更した設定内容で動作します。
○テストモード以外なら キイを数回押せば、設定内容を変えることなく、計量モードに戻れます。
※．本器は、上記4つのモードの他に、動作チェックを行うための「テストモード」を備えています。テストモー
ドの操作は、§９を参照して下さい。
４－２．主なキイの役割
1）[MENU]キイ「計量モード」でこのキイを押すと「設定モード」に移行します。
2）[ITEM]キイ「設定モード」で設定項目の変更に使用します。
3）[BACK]キイ／[AZ]キイ「計量モード」で1秒間押し続けるとオートゼロ(AZ)がセットされます。
「設定モード」では数値設定時の桁選択または各機能の変更開始に使用します。
数値設定を行う場合、桁の選択を1つ左へ移す場合に押します。最上位桁の次は最下位桁になります。
＋/－の極性を設定できる項目は、最上位桁の左側の桁選択で行います。
4）[NEXT]キイ／[AZ.R]キイ「計量モード」で1秒間押し続けるとオートゼロ(AZ)がリセットされます。
「設定モード」では数値設定時の桁選択または各機能の変更開始に使用します。
数値設定を行う場合、桁の選択を1つ右へ移す場合に押します。最下位桁の次は最上位桁になります。
＋/－の極性を設定できる項目は、最上位桁の左側の桁選択で行います。
5）[DOWN]キイ／[PT]キイ「計量モード」で1秒間押し続けるとプリセット風袋設定モードへ移行します。
「設定モード」では選択されている桁の数値の変更または設定候補の呼び出しに使用します。
数値設定を行う場合、選択中の桁の数値を１つ下げる場合に押します。0の次は9になります。
機能選択を行う場合、選択内容が逆送りで表示されます。
6）[UP]キイ「設定モード」で選択されている桁の数値の変更または設定候補の呼び出しに使用します。
数値設定を行う場合、選択中の桁の数値を１つ上げる場合に押します。9の次は0になります。
機能選択を行う場合、選択内容が順送りで表示されます。
7）[ESC]キイ「計量モード」で２秒間押し続けることでキイのロック／ロック解除を切り換えます。
「設定モード」では操作の設定を中止し前の表示に戻すために使用します。
項目選択中(点滅していない状態)で押すと計量モードに戻ります。

8）[ ENTER(エンター) ]キイ
設定内容表示が点滅している時に押すと、新しい設定値に更新されます。
変更が行なわれた場合は2秒間と表示します。
設定内容が不適切な場合はとエラー表示し、操作は無効となります。
表示が点滅していない「確認状態」で押した場合は設定値の更新はされません。

- 6 -MA4-00187-R3

４－３．コンパレータ設定モード ：(□はガイド表示)
設定項目一覧
1）コンパレータ定量値
Ch.1定量値
極性＋4桁(出荷時設定 +9999)
Ch.2定量値
極性＋4桁(出荷時設定 +9999)
Ch.3定量値
極性＋4桁(出荷時設定 +9999)
Ch.4定量値
極性＋4桁(出荷時設定 +9999)（ ※ マ イ ナ ス の 極 性 は 数値 入 力 の 後 で 行ってください。入力中に表示がゼロになるとマイナスの極性
はキャンセルされ てしまい ます。）
2）コンパレータ落差補正
Ch.1落差補正
Ch.2落差補正
Ch.3落差補正
Ch.4落差補正

3桁
3桁
3桁
3桁

(出荷時設定(出荷時設定(出荷時設定(出荷時設定3）コンパレータヒステリシス(ch.1～4共通)

2桁

000)
000)
000)
000)

(出荷時設定 00)

４－４．ファンクションモード ：設定項目一覧
1） コンパレータ１～４動作設定
Ch.1動作(出荷時設定 上限動作、NET値)
Ch.2動作(出荷時設定 上限動作、NET値)
Ch.3動作(出荷時設定 上限動作、NET値)
Ch.4動作(出荷時設定 上限動作、NET値)：動作しない，：上限動作、NET値，：下限動作、NET値，：上限動作、GROSS値,：下限動作、GROSS値
2） D/A出力対象：NET値，(出荷時設定 NET)：GROSS値

3） D/Aゼロスケール

極性＋4桁(出荷時設定0000)

4） D/Aフルスケール

極性＋4桁(出荷時設定 5000)

5） D/A出力分解能：表示に連動，6） CMD入力 機能選択
：表示ホールド，(出荷時設定 DSP 表示に連動)：内部最大(出荷時設定 HOLD)：ゼロ点校正7） TEST 機能選択
キイを押して点滅させ、 キイを3回押すとテストモードになります。

- 7 -MA4-00187-R3

４－５．校正モード ：設定項目一覧
1） 計量器ゼロ点校正
2） 計量器スパン校正(出荷時設定 約0mV/Vで校正)
極性＋4桁(出荷時設定 約1mV/V、5,000で校正)

3） 最小目盛の設定：最小目盛：1， ：最小目盛：2， ：最小目盛：5，(出荷時設定 1)：最小目盛：10

4） デジタルフィルタの強さ：弱い～：強い5） 移動平均の安定検出幅設定：検出しない，～(出荷時設定 5)（出荷時設定 OFF:検出しない）(0.5 間隔)：目量の幅で検出

6） 移動平均の移動平均回数設定：機能OFF， ：2回， ：4回， ：8回，

：16回，

：24回，

7） ゼロトラッキング機能のトラッキング幅設定：機能OFF，～（0.5間隔）：目量の幅でトラッキング(出荷時設定 4)：移動平均32回(出荷時設定 機能OFF)8） ゼロトラッキング機能のトラッキング時間設定(出荷時設定 2.0秒)
および～(0.5間隔)：設定した秒数でゼロトラッキング幅以内ならばゼロトラック動作。
9） 小数点位置の設定：無し， ：１０１桁， ：１０２桁， ：１０３桁(出荷時設定 0:無し)

10） ゼロ点の等価入力校正の極性(出荷時設定 P:＋)：＋,：－
この設定値 は、次 項目のゼ ロ点の等 価入力校正を更新したときに一緒に記憶します。
11） ゼロ点の等価入力校正

5桁(出荷時設定 0.0000mV/V)

12） 等価入力のスパン表示値
極性＋4桁(出荷時設定 5000)
この設定値 は、次項目 のスパ ンの等価入力校正を更新したときに一緒に記憶します。従って等価入力によりス パンの 値を設定 するとき は、スパン表示値とスパンの等価入力校正の極性、スパンの等価入力校正 の3項目 を設定し てください。
13） スパンの等価入力校正の極性(出荷時設定 P:＋)：＋,：－
この設定値 は、次 項目のス パンの等 価入力校正を更 新したときに一緒に記憶します。
14） スパンの等価入力校正
5桁(出荷時設定 1.0000mV/V)
この設定値 は、前項目 のスパ ンの等価入力校正の極性およびスパン表示値と一緒に記憶します。従って等価入 力によ りスパン の値を設 定するときは、スパン表示値とスパンの等価入力校正の 極性、スパンの等 価入力 校正の3項 目を設定してください。
※実荷重校正（0.ADJ，SPAn）と等 価入力校正（E.O.ADJ，E.SPAn，E.S.ADJ）の関係は、後で校正した値が有効になりま す。ど ちら か希望す る方法で校正し、そうでない方は ITEM キイで先送りするか、
キイで終了して ください 。

- 8 -MA4-00187-R3

§５．機能説明
５－１．ゼロトラッキング機能 (ZT)設定された値以下の状態が指定時間継続した場合、ゼロ点ドリフトと判断し、自動的に総重量値をゼロにする機能です。
トラッキング幅設定範囲 OFFおよび0.5～10.0（0.5間隔）目量
トラッキング時間設定範囲 0.1秒および0.5～5.0（0.5間隔）秒
ゼロトラッキング機能の動作範囲は、ゼロ点校正と同じです。
※．ZT機能、使用上の注意
容量の大きなタンクスケール等での原料投入の際、ゼロ表示付近で表示の変化が緩やかな場合(ZTの設定範囲内の変化しか無い場合)に本機能を使用すると、表示がゼロのままになってしまいます。この様な可能性のあるシステムでは、本機能はOFFにして下さい。
５－２．プリセット風袋引き機能 (PT)
プリセット風袋値 を設定す ることで 、計量値から常に風袋値を減算した値を表示できます。
重さのわかってい る容器等 の内容物 を計量するために使用します。
プリセット風袋値 が設定さ れている (0以外に設定)場合、PTの LEDが点灯します。
なお、ゼロ点校正 、または スパン 校 正を行った場合、風袋値は 0にリセットされます。
プリセット風袋引き設定
極性＋4桁(出荷時設定 0000)
５－３．オートゼロ機能 (AZ)
「計量モード」で1秒間AZキイを押すことにより、現在の計量値を記憶した後で計量値をゼロにし、その点からの増減量を正味重量値(NET値)として表示します(GROSS値から記憶した値を減算して表示)。ゼロ点校正機能と異なり、指示値の全域で操作可能、かつ、解除(GROSS値に戻す)もできます。
本機能動作(セット)時、AZのLEDが点灯します。
「計量モード」でAZ.Rキイを押すことで機能解除(リセット)できます。
また、AZ, AZ.Rは 外部指令 入力でも 行えます。
５－４．キイロック機能
誤操作による設定 変更を防 ぐため、 キイ操作を禁止するキイロック機能があります。
計量モードで キ イを2秒間 押し続け るとキイロック状態になります。
キイロック中にい ずれかの キイを押 した場合、を2秒間表示し、キイ操作を無視します。
キイロック中に計 量モード で キイ を2秒間押し続けるとキイロックは解除されます。
５－５．キャルロック機能
誤 操 作に よる ス パ ン 校 正 値 の 変 更 を 防 ぐ た め、 スパ ン 校正 を出 来な くす るキ ャ ルロ ック 機能 があ ります。
① キイを押しなが ら電源を 投入する か、電源投入後 3秒以内(全表示点灯中)に キイを3回押すことでキャルロックの選 択モード に入りま す。
②
キイを押す度 に以下の 表示が切 り換わります。
： キャルロック解除、スパン校正可。
： キャルロック状態、スパン校正不可。
③希望する状態の表 示にした ら キイ を押します。
④設定を変更した場 合はを2秒間表示し、電源を再投入して計量モードに戻ります。
キャ ルロック状 態 で ス パ ン 校 正 を 行 お う とす るとと 表 示 さ れず にと 表示 し て ス パ ン 校 正
値は変わりません 。
弊社で校正を行っ て出荷す る場合、 キャルロック状態にしてある場合があります。
本器がシステム等 に組み込 まれてい て電源が切れない場合、一旦テストモードに入り、プログラムのバージョン表示で キイ を3回 押 して 電源 投入直後の状態 (全表示点灯 )になったら3秒以内に キイ を3回押せばキャルロッ クの選択 モードに 入れます。

- 9 -MA4-00187-R3

５－６．デジタルフィルタ(DF)および移動平均機能(AV)
センサーに加わる振動等で計量データが変動する場合に、指示を安定化させるための機能です。
データの安定はDF設定とAV回数の移動平均値を求める事により行います。
指示の安定化は移動平均よりもデジタルフィルタの方に大きな効果があります。
デジタルフィルタ設定（DF：1～10）
移動平均回数設定（AV：1(OFF),2,4,8,16,24,32回）
いずれも設定値が大きい程安定化されますが、指示値の応答は遅くなりますので入力信号の状態に応じて設定値を組み合わせてください。
また、安定化検出機能により応答を一時的に早くすることが出来ます。
AC設定の目量の範囲で安定検出を行い、範囲を超えてデータが変動した場合は移動平均を解除して応答を早くし、データの変動が範囲内になれば移動平均を行って指示を安定させます。
安定検出幅設定（AC：OFF,0.5～10.0(0.5間隔)目量）
OFFを選択した場合は、AVで設定した移動平均回数を常に掛けた状態となります。
安定する

○
大
表
示
安
定
性

AV=32

設定値
DF=1

安定しにくい

DF=10

○
小

AV=1
早
い

応答性

遅
い

５－７．最小目盛設定機能 (S.DIV)
最小目盛(スケールディビジョン)設定値を変える事により、表示の変化幅（目量）を1,2,5,10飛びに変えることができます。最小目盛を変えてもスパン量は変化しません。
なお本器のA/Dコンバータは高内部分解能なため、入力感度(0.5μV/D)を超える設定を行ってもエラーにならない場合が有りますが、表示のばらつきが大きくなる事が有ります。スパンの校正後は最小目盛の設定を確認して下さい。
コンパレータ設定は最小目盛に関係なく設定できますが表示値に対して比較されます。
５－８．アナログ出力スケーリング機能(アナログ出力オプションを選択した場合に有効)
本器のアナログ出 力のZS(ゼ ロスケー ル)とFS(フルスケール)は、表示のゼロ点、フルスケールとは無関係に、キイインし た設定値 に対して 、 4～20mAまたは-5～+5V，0～10Vを出力可能です。
また、出力対象と する計量 値が、 NET値，GROSS値より選択可能です。
５－９．コマンド(CMD)入力 (表示ホールド，ゼロ点校正)
1).AZ，AZ.R以外の外部指令入力として表示ホールド，ゼロ点校正のいずれかが選択できます。
2).表示ホールドにした場合、CMD入力とCOMをショートしている間は表示がホールドします(HOLDのLEDが点灯します)。ただし、コンパレータや外部入力等は機能し続けます。
3).ゼロ点校正にした場合、ワンショットメーク入力でゼロ点校正値を補正します。
AZ機能を使用して混合計量を行う場合、最初の原料投入前にAZ指令の代わりに本機能を使用することで、最終原料計量後のAZリセット操作により、正確な混合結果が表示できます。
５－１０．コンパレータ機能 (Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4)
比較値を総重量(GROSS)値または正味重量(NET)値より選択可能な、独立した4CHのコンパレータ機能で、それぞれ
RY1，RY2，RY3，RY4のリレー接点信号を出力します。
GROSS値比較ではタンク・ホッパー等の満空検出に使用できます。
NET値比較では投入または排出での混合計量に使用できます。
リレー接点ON時、表示の1～4の対応するLEDが点灯します。
また、落差補正設定(各チャンネル独立)、ヒステリシス幅設定(各チャンネル共通)が可能です。

- 10 -

MA4-00187-R3

1）設定値
定量値：-9999～+9999, 落差補正：0～999, ﾋｽﾃﾘｼｽ幅設定値：0～99
2） 比較モード比較する計量値はch1～ch4各々独立してGROSS値またはNET値より選択可能です。
また、投入制御と排出制御の対応のため、上限動作と下限動作の選択も可能です。
これらの設定は、ファンクションモードで、下記5種類のモードより選択可能です。
a).OFF、動作しない,b).上限動作、NET値比較,c).下限動作、NET値比較d).上限動作、GROSS値比較,e).下限動作、GROSS値比較
3） 各比較モードにおける動作①上限比較で の動作
投入制御を 行う場 合、本モ ードに設 定します。
比較判定

接点ON 条件 ： 計量値≧定量設定値－落差設定値
接 点OFF条 件 ： 計量値＜定量設定値－落差設定値－ﾋｽﾃﾘｼｽ設定値(※ .計量値 :NET値またはGROSS値)
定量
ﾋｽ値 落差（－）（＋）
NET または GROSS 値

ON
接点出力
OFF
②下限比較で の動作
計量物の残 量を表 示しなが ら排出制 御を行う場合、本モードに設定します。
比較判定

接点ON 条件 ： 計量値≦定量設定値＋落差設定値
接 点OFF条 件 ： 計量値＞定量設定値＋落差設定値＋ﾋｽﾃﾘｼｽ設定値(※ .計量値 :NET値またはGROSS値)
定量
落差 ﾋｽ値（－）（＋）
NET または GROSS 値

ON
接点出力
OFF

- 11 -

MA4-00187-R3

§６．オプション（工場出荷時オプション）
６－１．[OP-1]4～20mA，D/A電流出力、[OP-2]-5V～+5V，D/A電圧出力、[OP-5]0～10V，D/A電圧出力
本オプションは正味重量(NET)または総重量(GROSS)に対応し、キイ操作により設定されたD/A.ZS値，FS値に対応したア
ナログ信号(4～20mA電流信号または-5～+5V電圧信号，0～10V電圧信号)を出力するものです。

排出制御を行う場合、排出量(－極性表示)をD/A出力することも可能です。
また、本出力のゼロスケール(D/A,ZS)，フルスケール(D/A,FS)は表示の校正値とは独立して設定可能です。
(NET:ﾌﾟﾘｾｯﾄ風袋引き、AZ指令に連動した表示値。GROSS:ﾌﾟﾘｾｯﾄ風袋引き、AZ演算を行わない計量値)
D/A出力分解能をに設定した場合、表示に対応した分解能(表示のFSが1/3,000の時、1/3,000)で各デジタル演算機能と連動した出力を行います。

D/A出力分解能をに設定した場合、内部最大(D/A,FSに対し約1/10,000)分解能で出力します。

OP-2を除き、基本的にはユニポーラ(片極性)出力ですが、D/A,FSの約2%程度までは負極性方向に、また、約2%程度
までFSを超えて出力可能です。なお、内部回路とはアイソレートされています。
1).調整および設定① ゼロ点および感度調整
本器ではD/A出力のゼロ点(4mAまたは0V)・感度(20mAまたは5V，10V)は出荷時に調整済みですが、必要に応じ[テストモード]でキイ操作によるゼロ点・感度調整が行えます。
(テストモードの操作方法は§９を参照して下さい)② ファンクションモードで出力内容を選択します。
正味重量(NET)を出力
総重量(GROSS) 〃③ ファンクションモードで、D/A.ZS，D/A.FS値を設定します。（アナログ出力のスケーリング設定）
D/A.ZS値とは、②で選択した出力内容(NET,GROSS)における、4mAまたは0Vを出力するときの計量値を示します。
D/A.FS値とは、②で選択した出力内容(NET,GROSS)における、20mAまたは5V，10Vを出力するときの計量値を示します。
④ ファンクションモードでD/A出力分解能を選択します。
表示連動、表示分解能
表示非連動、内部最大分解能2).保守テストモードを使用すると、4～20mAまたは-5V～+5V，0～10V間で1.6mAまたは1Vステップで出力を増減できます。
この機能を使用すると、簡単に1/10ステップで直線性の確認が行えます。

６－２．[OP-3]RS-232C シリアル出力オプション
本オプションは計 量値(表示 値)をRS-232C規格準拠のシリアル信号で出力するものです。
なお、内部回路と はアイソ レートさ れています。
1).仕 様
出力データ
表示値(小数点付き、無単位)
出力モード
ストリーム(サンプリング毎にデータを送信)
出力データフォーマット
英字は大文字で出力（CR=0DH，LF=0AH）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
小数点付き Ｗ Ｔ ， ± ０ １ ２ ３ ． ４ CR LF
小数点無し Ｗ Ｔ ， ± ０ ０ １ ２ ３ ４ CR LF
オーバー時 Ｏ Ｌ ， ± ９ ９ ９ ９ ． ９ CR LF
インターフェース規格
RS-232C規格準拠（アイソレート出力）
伝送速度
2400 BPS
伝送プロトコル
調歩同期(非同期)
伝送フォーマット
ﾃﾞｰﾀﾋﾞｯﾄ:7 bit，ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ:2bit，ﾊﾟﾘﾃｨ:EVEN，ﾃﾞｰﾀ:ASCIIｺｰﾄﾞ
伝送可能距離15m以内
2).RS-232Cの設定- 12 -

MA4-00187-R3

本器側での 設定は ありませ ん。上記 仕様に合うように受信計器側で設定してください。

６－３．[標準]カレントループ シリアル出力
本製品には、弊 社指 示計用 周 辺機 器を 接 続するための専用シリアル I/Fとしてカレントループ出力を標準で備えています 。
本出力をCV-3010(シ リ アル －BCDコ ン バータ)に接続することで、本器の計量データを BCDパラレル信号で出力する事が可 能になり ます。
その他、外部表示器・プリンタなども接続可能です。
本 I/Fは 、 内 部 回 路 と は アイ ソ レ ー ト さ れ て お り 、接 続 す る 外 部 機 器 と は 0～20mAカレントループ信 号 で接続されますので 、ノイズ の影響を 受けにくく約 100m迄の距離で伝送可能です。
CV-3010はOP-3によ るRS-232Cでの接 続も可能ですが、本器とCV-3010との接続距離が15m以上ある場合は本機能を使用して 下さい。
なお、本器側で の設 定は有 り ませ ん。 2芯ケーブルを使用して本器の S-OUT出力を外部機器のC/L入力に接続して下さい。 無極性の I/Fです ので極性を気にする必要は有りません。
距離が短ければ特 にシール ドケーブ ルを使用する必要は有りませんが、ノイズの多いラインや ACラインとは分けて配線し て下さい 。

- 13 -

MA4-00187-R3

§７．校正操作
校正操作は、基準となる分銅等の既知重量物を使用して行う「実荷重校正」と、あらかじめ本器が持っている基準値を元にキイ入力で行う「等価入力校正」による方法があります。
校正はどちらかの方法で行えばよく、最後に行った校正値で動作します。
出来るだけ実荷重による校正をお勧めしますが、設置場所の設備や環境に合わせて行ってください。
秤量台と本指示計をセットで購入された場合は、既に校正が行われている場合もあります。
７－１．実荷重による校正方法
以下、計量モードからの操作を示します。
操作を途中で終了する場合は、 キイを何度か押すと設定の変更をせずに計量状態に戻ることが出来ます。
1）ホッパーまたは台秤等から計量物を取り去り、ゼロ点の校正を行います。
①キイロック状態の場合は、 キイを2秒間押してキイロックを解除します。
②MENU キイを3回押します。 表示器にと表示されます。
③ITEM キイを押 します。 表示器 にと表示されます。
④ キイを押します。表示が点滅します。
⑤ キイを押します。ゼロ点の校正が行われます。正常に校正が行われたら正に進みます。（ 2）スパン量の校正④へ）
ゼロ点校正範囲に入らない場合はと表示されます。

と表示した後、スパンの校

2） ホッパーまたは台秤に、分銅等の既知重量物を載せ、スパン量(感度)の校正を行います。
①キイロック状態の場合は、 キイを2秒間押してキイロックを解除します。
②MENU キイを3回押します。 表示器にと表示されます。
③ITEM キイを2回押します。 表示器にと表示し、前回の校正値と交互に点滅します。
④ キイを押すと、校正値の左端の桁が点滅します。
⑤ または キイで桁を選択し、 または キイで数値を変更し、既知重量を設定します。
マイナスの値を入力する場合は または キイで最上位桁の左側の桁を選択し または キイで (マイナス)かブランク(プラス)を設定します。この時、設定値がゼロになるとマイナスの極性がリセット(プラスに変更)されるので注意してください。
⑥ キイを押すと既知重量物の重量を設定された値として感度を校正し、と表示した後、最小目盛の設定に進みます。
校正が正常に行われなかった場合、と表示されます。
3） ホッパーまたは台秤より、分銅等の既知重量物を降ろします。
4） 最小目盛(目量)の 設定を確 認します 。
最小目盛の出荷時設定は１(末尾１送り)に設定されています。
本器のA/Dコンバータは高内部分解能なため、入力感度(0.5μV/D)を超える設定を行ってもエラーにならない場
合が有りますが、表示のばらつきが大きくなる事が有ります。このような場合は表示のばらつきが気にならな
い程度まで最小目盛の設定を大きくして下さい。
最小目盛設 定を変 えること で表示変 化幅 (飛び数)を1,2,5,10飛びに変えることができます。
最小目盛を 変えて もスパン 量は変化 しません。
5）

キイを押 して計 量モード に戻りま す。

6） 指示値がゼロである事を確認します。そうで無い場合は1)項より繰返します。
7） 必要に応じ、デジタルフィルタ、移動平均、ゼロトラッキング、小数点位置を設定します。
8） 本器はテストモードでゼロ点校正値の微調整が行えます。センサーのゼロ点がどれだけずれているかわかっている場合、計量物を乗せたままでゼロ点の微調整ができます。

- 14 -

MA4-00187-R3

７－２．等価入力による校正方法
以下、計量モードからの操作を示します。
操作を途中で終了する場合は、 キイを何度か押すと設定の変更をせずに計量状態に戻ることが出来ます。
1)ゼロ点の等価入 力の極性
①キイロック状態の場合は、 キイを2秒間押してキイロックを解除します。
②MENU キイを3回押します。表示器にと表示されます。
③ITEM キイを10回押します。表示器にと表示され、前回の校正値を表示します。
④ または キイでセンサーのゼロ入力の極性を (プラス)または (マイナス)で設定します。
⑤ キイを押します。極性が仮登録されと表示した後、ゼロ点の等価入力校正に進みます。（ 2）ゼロ点の等価入力校正④へ）
2)ゼロ点の等価入 力校正①キイロック状態の場合は、 キイを2秒間押してキイロックを解除します。
②MENU キイを3回押します。表示器にと表示されます。
③ITEM キイを11回押します。表示器にと表示され、前回の校正値と交互に点滅します。
④ キイを押すと、校正値の左端の桁が点滅します。
⑤ または キイで桁を選択し、 または キイでセンサーのゼロ入力値をmV/V単位で設定します。
⑥ キイを押します。ゼロ点の校正が行われます。正常に校正が行われたらと表示した後、スパンの表
示値設定に進みます。（ 3）スパンの表示値設定④へ）校正が正常に行われなかった場合、と表示されます。
3)スパンの表示値設定①キイロック状態の場合は、 キイを2秒間押してキイロックを解除します。
②MENU キイを3回押します。表示器にと表示されます。
③ITEM キイを12回押します。表示器にと表示され、前回の校正値と交互に点滅します。
④ キイを押すと、校正値の左端の桁が点滅します。
⑤ または キイで桁を選択し、 または キイでスパンの表示値を設定します。
マイナスの値を入力する場合は または キイで最上位桁の左側の桁を選択し または キイで (マイナス)かブランク(プラス)を設定します。この時、設定値がゼロになるとマイナスの極性がリセット(プラスに変更)されるので注意してください。
⑥ キイを押します。スパンの表示値が仮登録されと表示した後、スパンの等価入力の極性設定に進みます。（ 4）スパンの等価入力の極性④へ）
4)スパンの等価入 力の極性
①キイロック状態の場合は、 キイを2秒間押してキイロックを解除します。
②MENU キイを3回押します。表示器にと表示されます。
③ITEM キイを13回押します。表示器にと表示され、前回の校正値を表示します。
④ または キイでセンサーのゼロ入力の極性を (プラス)または (マイナス)で設定します。
⑤ キイを押します。極性が仮登録されと表示した後、スパンの等価入力校正に進みます。（ 5）スパンの等価入力校正④へ）
5)スパンの等価入力校正①キイロック状態の場合は、 キイを2秒間押してキイロックを解除します。
②MENU キイを3回押します。表示器にと表示されます。
③ITEM キイを14回押します。表示器にと表示され、前回の校正値と交互に点滅します。
④ キイを押すと、校正値の左端の桁が点滅します。
⑤ または キイで桁を選択し、 または キイでセンサーのスパン入力値をmV/V単位で設定します。
⑥ キイを押します。スパンの表示値設定とスパンの校正が行われます。正常に校正が行われたら示した後、校正モードに戻ります。
校正が正常に行われなかった場合、と表示されます。
6)と表キイを押し て計量モ ードに戻 ります 。

- 15 -

MA4-00187-R3

§８．異常時の対処方法
本器が動作不良の場合、下記に示す対処によっても不具合が解消されない場合は、弊社宛てご連絡下さい。この時、型名・製品シリアル番号・使用オプションならびに出来るだけ詳しい故障の症状をお知らせ下さい。
８－１．基本的な点検項目
1）供給電源は正常か、確認して下さい。AC100V仕様(標準)とDC24V仕様(オプション)が有ります。
2） 端子台の接続が確実に行われているか確認して下さい。
８－２．校正時の注意点
1）ゼロ点校正時、エラー表示がでる。
・初期ゼロ点の設定範囲を越えている場合
ゼロ点校正を行うには、無負荷時のセンサー出力が-2.8～+2.8mV/Vの範囲内でなければ校正は行えません。定格出力が3.3mV/Vを越えるセンサーを使用して無負荷時のセンサー出力が±2.8mV/Vを越える場合は弊社宛お問い合わせください。
2） スパン校正時、エラー表示を行う、または、表示がキイインした値にならない。
・センサーの出力が大きすぎる場合
本器では、初期風袋量と計量値の合計が3.3mV/Vを越えるシステムでの計測は行えません。
定格出力が3.3mV/Vを越えるセンサーを使用して計測を行う場合は弊社宛お問い合わせください。
・ゼロ点校正時の入力よりスパン校正値の入力が小さい場合
本器では圧 縮型ロ ードセル を使用して、ゼロ点校正時の入力よりスパン校正時の入力が小さい場
合（マイナ ス方向に 出力が 大きくなるもの）でも使用できますが、表示の極性 (±)に注意してください。
3）表示がばらつく。
・内部分解能に対するスパン設定値が不適当な場合
本器の入力感度は0.5μV/Dですので、0.5mV/V入力時の最大表示分解能は1/5,000です。これを越える分解能となる設定を行うと表示のばらつきが大きくなる場合が有ります。このような場合は表示のばらつきが気にならない程度まで最小目盛の設定(スケールディビジョン)を大きくして下さい。
８－３．異常な表示を行っている場合の対処方法
1）過負荷状態で無いのに、計量値表示器が点滅(オーバー表示)を行っている場合。
①センサーケーブルの一部が断線した場合。
②センサーが不良となった場合。
テストモードでセンサーからの入力を確認してください。
８－４．本器の故障であるかの判断
1）センサー印加電圧が正常か確認して下さい。
本器とセンサーの接続を外し、本器の端子台の1番(+EXC)～2番(-EXC)間が5V±0.5Vで安定しているか確認してください。安定でない場合は本器の不良です。
2） 本器の端子台で3番(+SIG)、4番(-SIG)間をショートします(入力電圧を0Vにします)。
テストモードで計量器の入力電圧(mV/V)を表示させます。表 示が 0.0000付近で安定しているか確認して下さい。安定していない場合は本器の不良、安定している場合はセンサー側を確認して下さい。
3） デジタルI/Oのチェック
テストモードで、I/Oのチェックを行って下さい。
８－５．センサー(ロードセル)の確認
ロードセルはブリッジ回路で構成されているため、入出力抵抗および絶縁抵抗等を測定することにより、概略の良否判定ができます。(必ず、本器の電源を切り、ロードセルを外して行ってください。)
1）ロードセルの抵抗値による故障判定法
ロードセルのブリッジ抵抗をテスターで測定し、入出力抵抗に異常がないか確認します。
2） ロードセルの絶縁抵抗による故障判定法
ロードセルのシールド線と他の線間を、50V以内の電圧で絶縁抵抗を測定します。
この時の絶縁抵抗値が1000MΩ以上あれば、ロードセルは概略良好です。

- 16 -

MA4-00187-R3

§９．テストモードの操作方法
本器はテストモードを備えており、デジタルI/Oのテストが行えます。
システムに動作不良が発生した時に、テストモードを使用してI/O関係のテストを行う事により、本器側の故障で有るか否かの判断に役立ちます。
９－１．基本操作
1） キイを押しながら電源を投入することでテストモードに移行出来ます。また電源ON後3秒以内に キイを3回押す事でも可能です。
テストモードの終了は一旦電源をOFFにするか、テストモードのプログラムバージョンの表示において、 キイを3回押す事に依ります。
2） MENU キイを押すとテスト項目が1つ次に進み、ITEM キイを押すと1つ前の項目に戻ります。
９－２．各テストの動作仕様
ｶﾞｲﾄﾞ表示
テ スト項目機 種表示
バ ージョン
表示なし
Ｌ ＥＤ
各セグメント
が自動点灯

キイ

リ レー

外 部入力

D/A校正

内容
この状態で キイを3回押すと、計量のモードに移行できます。
本器のソフトのバージョン番号を表示します。
表示例：･････Ver 1.00を示します。
この状態で キイを3回押すと、計量のモードに移行できます。
点灯順序
全LED消灯
全桁のセグメントa,b,c,d,e,f,g,小数点および上LEDが1セグメントずつ同時に点灯
左端の桁から右端の桁へ全セグメントを個別に点灯
上側動作表示LEDの1,2,3,4,HOLD,PT,AZ
全LED点灯押されたキイを数字表示します。
キイと表示は以下の通り。
MENU :1， ITEM :2，AZ :3，AZ.R :4，PT :5， :6，:7， :8MENU またはITEM キイを続けて2回押すとテスト項目が変わります。
以下のキイを押す度にRY1～RY4のリレー接点出力がON/OFFします。
OFF中は 、ON中はそのRY番号が表示されます。
：RY4， ：RY3， ：RY2， ：RY1
外部指令入力信号の状態を表示します。
表示器に入力状態の" "(ｵｰﾌﾟﾝ)または" "(ｼｮｰﾄ)を表示します。
左端がCMD、中央がAZ.R、右端はAZです。
・ キイを押すとゼロ点校正状態になります。
OP-1は ※※※※、OP-2／OP-5では ※※※※と表示します。(4mAまたは0V)
キイと キイで出力を増減します。(押し続けると連続して変化します。)
右側に表示されている数値は調整の目安です。調整範囲は±999です。
キイを押すと微調整したゼロ点を記憶します。
・ キイを押すと感度校正状態になります。
OP-1は※※※※、OP-2では ※※※※、OP-5では※※※※と表示します。
(20mAまたは5V，10V)
キイと キイで出力を増減します。(押し続けると連続して変化します。)
右側に表示されている数値は調整の目安です。調整範囲は±999です。
キイを押すと微調整したゼロ点を記憶します。
・OP-2では更に キイを押すとマイナス側の感度校正状態になります。
※※※※と表示します。(-5V)
キイと キイで出力を増減します。(押し続けると連続して変化します。)
右側に表示されている数値は調整の目安です。調整範囲は±999です。
キイを押すと微調整したゼロ点を記憶します。

- 17 -

MA4-00187-R3

D/A動作入 力電圧(1秒間表示 )ゼ ロ点微調または キイを押す毎に、1/10FSステップで出力を増減できるので、直線性の確認がおこなえます。( で減少、 で増加)
また、現在の出力値が表示されます(OP-1ではmA単位、OP-2,OP-5ではV単位)。
計量器の入力値をmV/V単位で表示します。確度は基準感度(1.0mV/V)±5%です。
マイナス表示の時は、SP1～4のLEDが全て点灯します。
A/Dオーバーの時は点滅します。
AZキイで表示をゼロに出来ます。(値はメモリーに記憶されません)
AZ.Rキイでゼロ表示を解除します。
計量物を乗せたままゼロ点を微調整できます。
キイを押すと現在の計量値を表示します。この状態で キイまたは キイを押す
ことでゼロ点の校正値を微調します(押し続けると連続して変化します。)。
キイを押すと微調整したゼロ点を記憶します。

D/Aに関する項目はOP-1(4～20mA)、OP-2(-5～+5V)、OP-5(0～10V)付きの場合のみ表示されます。

- 18 -

MA4-00187-R3

§１０．機器の据付および接続方法
１０－１．機器の据付環境等
1） 本器の使用温度範囲は-10℃～40℃です。直射日光の当らない場所への設置を考慮して下さい。
2） 本器はAC100V+10％／-15%(標準)またはDC24V±5%(オプション)の電源で動作します。AC電源仕様で電源事情の悪い場合は、定電圧トランス等の使用をお勧めします。
3） 本器はパネルマウント構造となっています。付属の取り付け金具を使用して取り付けて下さい。
4） 端子台は7.62mmピッチ圧着端子用の端子台です。幅6mm迄のM3用圧着端子を使用して結線して下さい。
１０－２．端子配列
1）センサー用端子台(リアパネル上段7.62mmピッチ圧着端子用)
4 芯シールドケーブルで結線して下さい。
No.
接続信号
また、ノイズの多いラインや AC ラインとは別配線とし
1+EXC
印加電圧(＋)
て下さい。
2
-EXC
印加電圧(－)
ケーブル配線色はメーカーまたは機種により異なりま3+SIG
センサー出力(＋)
すのでロードセルに付属している試験成績書等を参照
4-SIG
センサー出力(－)の上、信号名称とケーブル色を確認の上、正しく接続し
5
SHL
シールド
て下さい。
2） 外部指令入力およびオプション出力用コネクタ(リアパネル上段5mmピッチケージクランプ)
・外部指令入力No.
接続信号
誤動作防止のため、AC ラインや動力線等との結束を避6
AZ 外 部指令入 力(ｵｰﾄｾﾞﾛ)
けてください。
7
AZ.R 外 部指令入 力(ｵｰﾄｾﾞﾛﾘｾｯﾄ)
8
9
10
11

CMD 外 部指令入 力(ｺﾏﾝﾄﾞ)D.COM 外 部指令入 力コモ ン
OP＋ オ プション 出力
OP－ オ プション 出力(GND)・オプション出力
オプションを指定した場合に、アナログ信号またはシ
リアル信号が出力されます。

適合ケーブル：0.2mm 2 ～ 1.25mm 2 の 撚り線(AWG24～16)、標準剥き線長11mm
+5V
1kΩ

⑥⑦⑧
DLS-5028A⑨

外部指令入力回路
3） 入出力信号用コネクタ(リアパネル下段5mmピッチケージクランプ)
・リレー接点出力No.
接続信号
接点定格:DC24V 1A，AC125V 0.5A
12
RY1
ｺﾝﾊﾟﾚｰﾀ1接点出力（電源OFF時、接点はOFF）
13
RY2
ｺﾝﾊﾟﾚｰﾀ2接点出力
DC負荷の場合はダイオード、AC負荷場合はスパークキ
14
RY3
ｺﾝﾊﾟﾚｰﾀ3接点出力
ラー等のノイズ対策を負荷側で行って下さい。(ノイ15
RY4
ｺﾝﾊﾟﾚｰﾀ4接点出力
ズ対策上DC負荷での使用をお勧めします。)
16
RY.COM
接点出力コモン
17
RY.COM
18
S-OUT
カレントループ出力(無極性)19
S-OUT
適合ケーブル：0.2mm 2 ～ 1.25mm 2 の 撚り線(AWG24～16)、標準向き線長11mm⑫⑬⑭⑮
DLS-5028A⑯⑰

コンパレータ接点出力回路- 19 -

MA4-00187-R3

4） 電源接続用コネクタ(リアパネル下段)
No.
20
21
22

接続信号
E
AC
AC

接地

※．ＤＣ電源仕様(オプション)
21
22

電源(AC85～132V)

+24V
0V

電源(+20～27V)
電源(0V)

・各ケーブルのシー ルドは 本器また は各接 続計器のいずれか一方で接地してください。
・接地(Ｅ)端子には接地抵抗100Ω以下のアースに接続して下さい。
・電源は仕様により、AC100V(標準)またはDC24V(オプション)があります。機器銘板で確認して下さい。AC電源の場
合はツイスト処理を行って下さい。
・本器にはリモートセンシング機能は有りませんが、センシング付きで 6 芯ケーブル付きのロードセルを接続される
場合は、+EXC と+SEN また-EXC と-SEN を接続してご使用下さい。
・本器に接続するケーブルがAWG26より細い場合は、ケーブル先端に棒端子を圧着して使用される事をお勧めします。
本器で使用している端子台(ｻﾄｰﾊﾟｰﾂ製:ML-800ｼﾘｰｽﾞ)には一般的な棒端子はコンタクト部分が太すぎかつ短く適合しません。
ケーブル先端はDIN準拠の絶縁スリーブ付き棒端子(フェルール)を使用して下さい。
使用ケーブルがAWG28の場合は、AI 0.25-12BU (フェニックスコンタクト社製)を推奨します。
コンタクト部分の長さが12mm (8mmは不可)、0.25SQケーブル用で、これにAWG28を2本挿入します。
専用手動圧着工具(フェニックスコンタクト社製：ＺＡ－３)で圧着します。

- 20 -

MA4-00187-R3

§１１．仕 様
１１－１．アナログおよびA/D変換部
1）入力感度2） 非直線性
3） 温度特性ゼロ点
感 度4） 周波数特性
5） トランスデューサ電源

１１－２．表示部
1）表示種類① 計量値表示② 動作表示2） 計量値表示① 表示範囲② 小数点③ オーバー表示④単 位⑤ サンプリング周期3） 動作表示

１１－３．ゼロ点・感度校正
1） ゼロ点校正
2） 感度校正
3） ゼロ点の等価入力校正4） 感度の等価入力校正5） 感度の重量設定
6） 等価入力による校正精度

１１－４．I/O部
1）操作スイッチ① キイスイッチ

0.5μV/D以上（D:最小目）
1.0mV/V入力時
表示分解能：最大1/9,999
0.5mV/V入力時
表示分解能：最大1/5,000±0.03％FS±1カウント±0.005％FS/℃（入力感度:1.0mV/Vにおいて）±0.005％Reading/℃
約1Hz
DC5V±5%,60mA(350Ω型トランスデューサ4台接続可能)

LED 7セグメント4桁、赤色、文字高さ14mm
LED、赤色、7個±9999 (ゼロサプレス表示)
任意桁に設定可能
(無し，
，
，
)
全桁点滅
入力信号が-3.3mV/V以下と3.3mV/V以上、または表示値が9999を超える場合はオーバー表示を行う。
kg
その他は付属単位シール貼り付けによる
種類：kg，g，t，N，kN，N・m，kN・m，kPa，MPa，mm，%240msec. (約4.2回／秒)
1，2，3，4(Set point 1～4)，HOLD(表示ホールド)，PT(プリセット風袋引き)，AZ(オートゼロ)-2.8～+2.8mV/Vの入力信号にて調整可能。(キイ操作による)-3.0mV/V～+3.0mV/Vのスパン量にて調整可能。(キイ操作による)-2.8～+2.8mV/Vをキイ入力にて設定可能。(キイ操作による)-3.0～+3.0mV/Vをキイ入力にて設定可能。(キイ操作による)-9999～+9999をキイ入力にて設定可能。(キイ操作による)±0.2%FS(スパン量1mV/Vかつ同一ケーブル長の条件において)※.初期風袋値(ゼロ点入力値)と最大計量値(スパン量)の合計が±3.3mV/Vを超えないこと

8キイ
項目選択キイ
アローキイ
エスケープキイエントリーキイ- 21 -：(MENU，ITEM)：(BACK，NEXT，DOWN，UP)：(ESC)：(ENT)

MA4-00187-R3

2） 外部指令入力(3bit)
無電圧接点入力またはオープンコレクタ入力① オートゼロ（AZ）
ワンショットメーク接点(パルス幅0.2sec)② オートゼロリセット(AZ.R)〃③ 補助指令(CMD)
下記機能より1種類を選択可能ａ)．表示ホールド
継続メーク接点ｂ)．ゼロ点校正
ワンショットメーク接点(パルス幅0.2sec)
3） 制御用出力① 出力信号② 接点容量4） アナログ出力(オプション)① 出力信号② 分解能③ 非直線性④ 温度特性

ﾘﾚｰ接点出力4点(4bit 1コモン)
RY1～4、各a接点(電源OFF時、接点オープン)
使用リレー：オムロンG5V-1
DC 24V, 1A (抵抗負荷)(DCでの使用を推奨。ACで使用の場合、AC125V，0.5A，抵抗負荷)

表示値に連動したD/Aコンバート、アイソレート出力
4～20mA/0～FS(負荷抵抗：0～510Ω)・・・・OP-1-5～+5V/0～FS(負荷抵抗：5kΩ以上)・・・・OP-2
0～10V/0～FS(負荷抵抗：5kΩ以上) ・・・・OP-5
オーバー・アンダーともにFSに対し5%出力可能
表示分解能に連動(設定にて表示非連動約1/10,000も 可)±0.1%FS(表示値に対して)
ゼロ点・感度共±0.02%FS/℃

5） シリアル出力(オプション：OP-3)① インターフェース規格
RS-232C規格準拠（アイソレート出力）② 伝送速度2400 BPS③ 伝送プロトコル
調歩同期(非同期)④ 伝送フォーマット
データビット：7bit，ストップビット：2bit,
パリティ：EVEN，データ：ASCIIコード

１１－５．総 合1） 停電対策(ﾒﾓﾘ内容のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ)2） 電源電圧
3） 消費電力
4） 使用温度･湿度範囲
5） 取り付け方法
6） 本体質量キイ操作による各設定データは不揮発性ﾒﾓﾘに書き込み。
AC85～132V、50/60Hz：標準仕様
DC20～27V：オプション
約20VA-10～＋40℃、20～85％ R.H.（結露無きこと）
パネルマウント型
約1kg- 22 -

MA4-00187-R3

§１２．型式一覧、附属品
１２－１．型式
ＤＬＳ－５０２８Ａ－１－ＤＣ
電源仕様

無記入：AC100V(標準仕様)
DC：DC24V(オプション)
オプション
無記入：オプション無し
1：電流出力(4～20mA)
2：電圧出力(-5～+5V)
3：シリアル出力(RS-232C)
5：電圧出力（0～10V）
デジタル指示計

１２－２．附属品
1）取扱説明書
2）単位シール
3）端子台カバー

1部
1枚
2組§１３．外形寸法図- 23 -

MA4-00187-R3

§１４．操作一覧
１４－１．各モードの操作および設定項目
・数値入力の方法
変更する項目を表示させ、で桁を選択(選択中の桁が点滅)、で変更、 で確定。
マイナスの値を設定する時は、先に数値を入力した後で極性を入力。表示が0になるとマイナスは取り消される。
・機能選択の方法
変更する項目を表示させ、で機能を選択(点滅)、 で確定。

・ で設定の中止または終了
計量モード
キイ
MENU
ITEM
AZ1秒
AZ.R1秒
PT１秒
ESC2秒

内容

備考

設定モードへ移行
設定モードの項目変更
オートゼロのセット
オートゼロのリセット
プリセット風袋設定モードへ移行
キイロックのセット／リセット

コンパレータ設定モード
ガイド表示

内容

ITEM で項目選択。
設定

コンパレータ１定量
コンパレータ２定量
コンパレータ３定量
コンパレータ４定量
コンパレータ１落差コンパレータ２落差
コンパレータ３落差
コンパレータ４落差
ヒステリシスファンクションモード
ガイド表示

AZのLEDが点灯
AZのLEDが消灯
PTのLEDが点灯
キイロック中にキイが押されると

数値
数値
数値
数値
数値
数値
数値
数値
数値

備考
+/-設定可能+/-設定可能+/-設定可能+/-設定可能

コンパレータ１～４共通

ITEM で項目選択。
内容
設定

コンパレータ１動作
コンパレータ２動作

選択
選択

コンパレータ３動作
コンパレータ４動作
Ｄ／Ａ対象
Ｄ／Ａゼロスケール

選択
選択
選択
数値

備考
、
、
+/-設定可能

、
、
から選択

、
4mA(0V)に相当する計量値を設定+/-設定可能Ｄ／Ａフルスケール数値
20mA(5Vまたは10V)に相当する計量値を設
定、+/-設定可能
Ｄ／Ａ出力分解能
選択
(表示),
(最大)
外部入力
選択
、
から選択
テストモードへ移行
で点滅、点滅中 ３回で移行
D/Aに関する項目はOP-1(4～20mA)、OP-2(-5～+5V)、OP-5(0～10V)付きの場合のみ表示されます。

- 24 -

表示

出荷時
9999
9999
9999
9999
000
000
000
000
00

出荷時
全て

0000
5000

MA4-00187-R3

校正モードガイド表示

ITEM で項目選択。
内容
設定
ゼロ点校正
スパン校正
最小目盛
デジタルフィルタ
安定検出の幅
移動平均
ゼロトラックの幅
ゼロトラックの時間
小数点位置
ゼロ点の極性
ゼロ点の等価入力
スパンの表示値
スパンの極性スパンの等価入力

キャルロック設定モード
キイ

数値
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
数値
数値
選択
数値

備考

出荷時

で点滅、点滅中 で校正
実荷重値を入力、+/-設定可能
１,２,５,１０
1～10OFF, 0.5～10.0(0.5間隔)目量以内
平均化回数。1,2,4,8,16,24,32回
OFF, 0.5～10.0(0.5間隔)目量以内
0.1, 0.5～10.0(0.5間隔)秒
0(無し)、1～4
Ｐ(プラス)、ｎ(マイナス)mV/V単位で入力、+/-設定可能
スパンの等価入力の表示値、+/-設定可能
Ｐ(プラス)、ｎ(マイナス)mV/V単位で入力、+/-設定可能

5000
1
5
OFF
4
OFF
2.0
0
P
0.00005000
P1.0000を押しながら電源投入、または投入時 3回。
内容
備考

キャル(スパン校正)ロック設定
記憶し計量モードへ移行
テストモード
ガイド表示

で選択。

(解除)、

(ロック)

を押しながら電源投入、または投入時 3回。ファンクションからも可。
MENU で次の項目へ進む。ITEM で前の項目へ戻る。
内容
備考
機種表示
プログラムバージョンの表示
表示のチェック
キイスイッチのチェック

3回で計量モードへ移行。
3回で計量モードへ移行。
LEDの自動点灯
LEDが自動点灯。
が8。 が7。・・・MENU が1。
MENU またはITEM を続けて2回押すと項目変更。
リレー出力のチェックが4。 が3。 が2。 が1。
それぞれ押す度にON／OFF。
外部入力のチェック右端の桁がAZ。中央がAZ.R。左がCMD。
COMとショートすると 、オープンで 。
Ｄ／Ａの校正で4mA(0V)、 で20mA(5Vまたは10V)出力。
OP-2は更に で-5V出力。
それぞれで微調(微調の目安を表示)。
(
は押し続けることで連続微調可。)
で記憶。
微調範囲は微調の目安が±999まで。
Ｄ／Ａ出力の確認
で出力を変更。表示は出力値。
センサー入力の確認
ゼロ点、スパン校正にかかわらずmV/V単位で表示。
(1秒間表示)マイナス表示はSP1～4のLEDが全て点灯。
AZ、AZ.Rキイで一時的に表示ゼロ、ゼロキャンセル。
ゼロ点の微調で計量値を表示。
で微調。(
は押し続けることで連続微調可。)
で記憶。
D/Aに関する項目はOP-1(4～20mA)、OP-2(-5～+5V)、OP-5(0～10V)付きの場合のみ表示されます。

- 25 -

MA4-00187-R3

１４－２．機能ブロック図- 26 -

MA4-00187-R3