CAN・高速アナログ出力付

新製品のお知らせ

パルスカウンタ

CNT-723-CAN
日本製

力出N
CA

MADE IN JAPANNEW
ロングランCNT-723にCAN出力モデル登場

モータの位置シャフトの回転角度
バルブの開度
回転機器の回転回数・回転角度
シリンダの移動量・位置
繊維・フィルムなどの巻き取り量
エレベータなどの位置 など

計測例

巻き取り量

シャフト
回転角度

モータ位置

バルブ開度

CNT-723-CAN
+・BS

CAN

パルス信号

タイヤ回転角度
・スリップ

PC

PLC
オシロスコープ・
データアナライザなど

アナログ出力CAN出力

7.6µs高速アナログ出力（±10V ／±5V）

NEW

カウント値をCANインタフェースから出力

演算速度3.5μs以内。パルス入力-アイソレーション-演算-D/A変換アナログ出力の全時間でも7.6μs以内の高速応答です。

計測モード3種

一般的なパルス信号や A/B 相ラインドライバ信号、 ２MHｚまで対応。
高分解能のエンコーダと組み合わせてお使いいただけます。
２つの単相信号センサの積算差も計測可能。

リニアLINEARカウンタ
アナログ出力フルスケール値を任意設定。
最長 ±47bit までカウント、 長時間の耐久試験にも応用可能。

出力電圧0 〜 2MHz 積算

0V

− 0 ＋
カウント値

表示3種
リング

2相4逓倍のカウント表示

RINGカウンタ

フルスケール
カウント値

回転回数＋
角度小数点

フルスケール
カウント値

0と360など、任意の２数値間を繰り返し計測。
極性付出力（±10V、±5V）で正転 ・ 逆転判別可能。Z相エッジでリセットさせ、累積誤差のないRINGカウンタとして使用可能。

− 0 ＋
カウント値

マグニファイ

回転回数
回転回数＋度分秒

0V

角度MAG
目標角度に対するずれを、拡大計測。
中心値と許容値を設定し、その間を拡大計測。
詳細な角度実験に最適。

フルスケールカウント値

出力電圧カウント／測長

出力電圧カウント / 測長、 角度の小数点表示、 度分秒表示を選択可能− 目標値 ＋0V

回転回数 角度 分・秒

リセット・Zリセット
ゼロリセット、 任意の設定値へのリセットが、 ボタン操作やリセット信号、EIA-574(RS-232C) で可能。 Z 相などのエッジでリセットでき累積誤差なし

範囲値
カウント値

キーロック 誤操作防止。 長時間の耐久試験にも安心
EIA-574（RS-232C）
通信

カウント値読込み ・ リセット、 設定変更

■仕様

CNT-723-CAN

【表示部】
表示器

【一般事項】
定格電源電圧
許容電源電圧
消費電力
アイソレーション
外形寸法
質量
使用温湿度範囲
保存温湿度範囲
使用周囲雰囲気AC 100V - 240V（50Hz / 60Hz）
AC 85V - 264V（50Hz / 60Hz）
30VA 以下
センサ電源・信号入力／信号出力／電源入力／筐体
218 ㎜（W）×218 ㎜（D）×57 ㎜（H）（突起物含む）約 1.8kg（本体のみ）
0℃ - ＋ 40℃／ 85%RH 以下（ただし、結露無き事）−10℃ - ＋60℃／ 85%RH 以下（ただし、結露無き事）
腐食性ガス無き事■外形寸法図+218 （MAX）-ロジック、ゼロクロス（AC）
コンパレータ入力0.00 - 10.00V
信号振幅10Vp-p まで
5V CMOS 入力
H レベル3.5V 以上 L レベル1V 以下
1Vp-p 以上
（コンパレータ入力）
入力感度±50V
入力耐電圧100kΩ ／ 10kΩ
入力抵抗
入力保護によりコンパレータ入力ではプラス入力 ：1.7kΩで+12V にクランプ
マイナス入力 ：2.5kΩでGND にクランプ
5V CMOS 入力では入力保護によりプラス入力 ：1.7kΩで+5V にクランプ
マイナス入力 ：2.5kΩでGND にクランプ
DC ／ AC
入力結合AC 結合周波数特性 4Hz（−3dB、6dB/oct）
ローパスフィルタ 無し／ 15kHz（−3dB、−6dB/oct）／ 150kHz（−3dB、−6dB/oct)
BNCコネクタ／スクリューレス端子台（内部短絡）
入力コネクタラインドライバ用 入力信号
ラインドライバ信号
入力
1V 以上（差動電圧）
入力感度±25V（GND に対して）入力耐電圧±25V（差動電圧）
推奨ラインドライバ AM26LS31 相当
無し／ 340Ω
ターミネータスクリューレス端子台
入力コネクタ
入力パルス幅
5V CMOS およびラインドライバ設定時
150ns 以上
H レベルL レベルともに位相差・オーバーラップ 75ns 以上
5V CMOS およびラインドライバ設定時
トリガエッジ
立上り／立下り
入力インジケータ
TRIG'D LED
パルス入力時点滅（高速パルスで連続点灯）
センサ電源＋5V：150mA 最大 ＋12V：120mA 最大
入力信号
トリガレベルCAN2.0B 準拠
なし
1Mbps ／ 500kbps ／ 250kbps ／ 125kbps ／ 100kbps ／ 50kbps／ 20kbps ／ 10kbps
11bit ／ 29bit
ID 長
データフォーマット リトルエンディアン／ビッグエンディアン
数値フォーマット 符号付き整数 16bit ／ 32bit ／ 48bit
1 〜 100ms（0ms を設定すると出力しません）
測定値出力間隔
測定値出力およびリセット指令受付
通信データ
D サブ 9 ピン オス、1 個コネクタBS

1点単相信号、A/B 相信号、UP/DOWN 信号
0 〜 2MHz【CAN 通信部】
規格
ターミネータ抵抗
通信速度

・CAN 通信・高速アナログ出力付パルスカウンタ
CNT-723-CAN

218

名称型式
【入力部】
入力点数
入力方式
入力周波数範囲
入力回路特性
汎用入力■パネル取付図

236
218

4−φ5

パネルカット寸法図

250
23657

【アナログ出力部】
出力点数
1点
出力電圧レンジ±10Ｖ ／ ±5Ｖ
出力分解能16bit（約±10.8V）
キャリブレーション出力 −100% ／ 0% ／ ＋100%
温度変動±200ppm/ ℃以下
出力精度±0.1% フルスケール以下 ＠ 23℃（出力電圧レンジ±10V）
リニアリティ
±0.1% フルスケール以下 ＠ 23℃（出力電圧レンジ±10V）
負荷抵抗4.7kΩ 以上
出力ゼロ調整範囲±200mV
出力コネクタ
BNC コネクタ

30

【演算部】
更新時間
3.5µs 以下
（Z 相処理時4.1µs 以下）
応答時間
7.6µs 以下
設定値記憶
不揮発性メモリ
パルスカウンタ容量 ±47bit
カウント値記憶電気二重層コンデンサ（記憶時間6 時間以上）

57

16 桁×2 行ドットキャラクタLCD（LED バックライト照光）

4−M4

パネル取付金具
ATC-2（別売）
4−M4 ネジ込み深さ

10.5

側面より max:15mm

20【Z 相再パルス出力部】
出力点数
1点
出力論理
入力信号と同論理
出力レベル
5V CMOS
出力抵抗51Ω

盤【RS-232C 通信部】
規格方式
伝送速度
伝送フォーマット

コネクタ
通信データ

EIA-574（RS-232C）
調歩同期式
9.6kbps ／ 19.2kbps ／ 38.4kbps ／ 57.6kbps ／ 115.2kbps
スタートビット1bit ／ストップビット1bit ／データ長8bit
パリティビット無し／フロー制御RTS/CTS ／通信コードASCII
使用文字0 〜 9 A 〜 Z + - , . ?
0D（HEX）Carriage Return 0A（HEX）Line Feed
D サブ 9 ピン オス（ホストとの接続はクロスケーブル使用）
設定変更および測定表示値読み出し※改良などの理由により予告なく仕様・外観を変更することがありますので、ご了承ください。
※本品をご使用になって、本品の不調あるいは本品自体に起因する二次的災害発生の可能性があるときは、必ず別の技術手段による保全対策を併用してください。

■端子配列表【スクリューレス端子台】
1＋5v

2A

センサ
電源
出力

製品のお問合せ：サポートセンター

本社03-3382-1410 平日 9: 30 - 17: 30
support-coco@cocores.co.jp
TEL.03-3382-1021

FAX.03-3382-1200〒164-0011 東京都中野区中央 3-40-4 新中野ココリサーチビル

CAT.NO.501

営業所
研究所

愛知（ 豊 川 市 ）／ 大 阪（ 大 阪 市 ）／ 東 関 東（松戸市）

ホームページ

https：//www.cocores.co.jp/

2022.6 改訂
PRINTED IN JAPAN

東京（中野区）

4B

5B

6Z

7Z

89
GND +12V

PULSE INPUT(LINE DRIVER)
ラインドライバ用入力信号【BNC コネクタ】
OUTPUT
ANALOGZ
アナログ出力 再パルス出力

お買い求めはTEL.
E-mail

3A

10A

11B

12Z

13GND

14F.G.

センサ
PULSE INPUT(GENERAL) フレーム
電源
GND
汎用入力信号
出力【CAN コネクタ】Dサブ9ピン オス
INPUT GENERALABZ

1DATA OUTPUT, RESET
234-6
78-9

汎用入力信号

NC

CAN L GNDNCNCCAN H