DIGIMICRO - デジマイクロ -MH-15M
使用説明書


この度は、ニコン製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この使用説明書は、ニコン「デジマイクロ MH-15M」の使用者のために書かれたものです。
ご使用前によくお読みになり、正しくお使いくださいますよう、お願い致します。
• 本書の内容の一部、または全部を無断で転記することは禁止されています。
• 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
• 本書の内容については万全を期しておりますが、万一不可解な点や、誤り、お気付きの点がございましたら、ご購入先にご連絡くださいますようお願い致します。
• 周辺機器をお使いになる場合は、それぞれの使用説明書も併せてお読みください。
• 本書に掲載した製品および製品の技術（ソフトウェアを含む）は、「外国為替及び外国貿易法」等に定める規制貨物等（技術を含む）に該当します。輸出する場合には政府許可取得等適正な手続きをお取りください。

3rd Edition July 2024 jai本書の警告／注意マークについて

1

本書の警告／注意マークについて

ニコン製品は安全性に十分配慮して設計されています。しかし、誤った使い方をしたり、注意事項を守らないと、人体や物品に損害を与える事故が起こる可能性があります。製品をご使用になる前に、本書をよくお読みになり、製品を正しくお使いください。また、いつでも見ることができるように、使用説明書をダウンロードしておくか、ブックマークしておくことをお勧めします。
本書では、次のような警告マークを使って、「安全のために特に注意すべき事柄」を目立たせています。マークの付いた指示は必ずお守りください。

マーク

内容

警告

このマークの付いた指示を守らないと、死亡または重傷を負う可能性があることを示します。

注意

このマークの付いた指示を守らないと、けがをしたり、周辺の物品に損害を与える可能性があることを示します。

3rd Edition July 2024 jaii警告 ／ 注意警告
1.

製品の使用目的
本製品は、精密測定機器です。この目的にのみ使用してください。その他の目的には使用しないでください。

2.

分解・改造しないこと
本製品を分解したり改造したりしないでください。感電や故障の原因になります。異常に気付いたときは、ご購入先にご連絡ください。

3.

水をかけないこと、異物を入れないこと
故障や、ショートによる異常発熱防止のため、本製品、および本製品とともにご使用になる製品に水をかけたり、内部に異物を入れないでください。万一水がかかったり、紙片などの異物が内部に入ってしまったら、ただちに周辺機器の電源を OFF にし、AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、ご購入先にご連絡ください。決してそのまま使用しないでください。

4.

電源コードやケーブル類を極端に曲げたり、ねじったりしないこと
電源コードやケーブル類を極端に曲げたり、ねじったりしないでください。コ一ドやケーブル類が損傷し、発火、火災を引き起こす恐れがあります。

注意1.

取付けやケーブル類の脱着時は周辺機器の電源を OFF にすること
故障や誤動作防止のため、取付け時、およびケーブル類の脱着時は、必ず周辺機器の電源スイッチを OFF にしてください。

2.

製品取付け、保管時の注意• 指や手をはさまないよう、注意して取付けてください。
• 本製品は精密機器です。故障防止、および精度保持のため、取扱いには十分注意し、衝撃や激しい振動を与えないようにしてください。
• 長時間使用しない場合は、周辺機器の電源スイッチを OFF にし、AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。

3rd Edition July 2024 jaiii

製品取扱い上の注意

1

製品取扱い上の注意

取扱いは慎重に• 本製品は精密測定機器です。取扱いには十分注意し、過大な力、衝撃を与えないようにしてください。
• 本製品を自動機などに組込み、連続測定を行う場合は、スピンドルに規定以上のラジアル荷重がかからないように、スピンドルの先端を測定面に固定してください。故障の原因となります。
• 本製品の測定力のみを利用して、測定面に追従することは避けてください。機械に対する追従が正確に行われないと、正確な測定ができない場合があります。
• スピンドルの汚れは作動不良の原因となりますので、汚れが付いたときは乾いた布で拭き取ってください。
また、定期的に潤滑油（SAE#20 相当のタービンオイル）を少量塗布してください。

設置場所
振動の少ない場所に置き、直射日光の当たる場所、ほこりの多い場所、温度変化の激しい場所での使用は避けてください。また、本製品の動作温度は 0 ～ 40℃です。これを満たさない環境では使用しないでください。

廃棄
本製品を廃棄する際は、ご使用になる国、地域の法令に従い適切な方法で行ってください。

3rd Edition July 2024 ja

iv

目

目

次

本書の警告／注意マークについて････････････････････････････････････････････ii

次
警告･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ iii
注意･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ iii
製品取扱い上の注意････････････････････････････････････････････････････････ iv


1

各部の名称と機能･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

1

2

システム構成･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

1

3

使用方法･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

2

3.1

デジマイクロの固定･･･････････････････････････････････････････････････････････････････

2

3.2

リフティングレリーズの接続･･･････････････････････････････････････････････････････････

2

3.3

カウンタとの接続･････････････････････････････････････････････････････････････････････

33.4

電源オフ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

3

3.5

スピンドルの移動･････････････････････････････････････････････････････････････････････

3

3.6

レリーズクランプ･････････････････････････････････････････････････････････････････････

33.7

電源オン･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

33.8

測定例･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

4

4

オプション･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

5

5

保守・点検･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

6

6

性能および仕様･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

67出力コネクタ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

7

8

付属品･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

7

9

修理･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

7

3rd Edition July 2024 jav

1

1

1

各部の名称と機能 ／ 2

システム構成各部の名称と機能
39
25.5

リフティングレリーズ
取付けねじ穴2415

スピンドル
測定子取付け金具

ø30

45

76.5

85Nｏ.

MH-15M

MADE IN JAPAN

ø8h6

137.5
16.3 19

長さ：1500 mm

DIGIMICROø5.5

筐体
ステムが固定されている状
態で筐体に回転を加えないでください。動作不良にいたる可能性があります。
ステム取付けのときはこの部分で固定します。

出力コード

R-R-NEc-MH-15M

レリーズ穴栓ねじ

SR1.6

測定子（図示は標準測定子）
測定子取付け部は JIS B 7503 ダイヤルゲージに準じており、他の測定子と交換することができます。
なお、交換のときスピンドルに無理な回転を加えたり、傷をつけないように注意してください。

レリーズボタン
押すとスピンドルが上昇します。

レリーズクランプネジ
リフティングレリーズ

長さ：500 mm

図 1 各部の名称

22

システム構成デジマイクロスタンド
MS-51C

デジマイクロMH-15M
リフティングレリーズ（付属）

MU-TCケーブル
0.3m（別売）

カウンタ
TC-200
TC-101A※※販売終了品（注意）• 標準測定子以外のカウンタ、デジマイクロスタンド、測定子およびケーブルは別売りとなっております。
購入については、デジマイクロを購入した代理店にお問い合わせください。
その他の機器との接続についてはお問い合わせください。

図2

3rd Edition July 2024 ja

1

33

使用方法

使用方法

3

カウンタ TC-200（別売）
POOF WER
FONDIGIMIC

ROTC-200

支柱FU

NC

RESET

アーム
レリーズクランプねじ

アームクランプねじ

レリーズボタン

上下動ナット

デジマイクロMH-15M
リフティングレリーズ
測定子
測定物

ステムクランプレバー

デジマイクロスタンド
MS-51C（別売）

定盤

図3

3.1 デジマイクロの固定注意• デジマイクロを固定するときは、デジマイクロスタンドの使用説明書を参照してください。
• 必要以上の力でステムを固定しないでください。スピンドルの動きが悪くなるなど、故障の原因になります。
• デジマイクロを取り付けない状態でアームクランプねじを締め付けないでください。デジマイク
ロスタンドおよび本製品の故障の原因になります。
デジマイクロのステムの部分をステムクランプレバーで締めます。
ステムクランプレバーを緩めてからアームのφ 8mm 穴にステムを差し込み、ステムクランプレバーを右へ回して固定します。
ステムクランプレバーは回転軸方向に引くことにより歯止めが外れますので、レバー位置を好みの位置で止めることができます。

3.2 リフティングレリーズの接続（注意）• リフティングレリーズを使用しない時は、レリーズ穴栓ねじを取り付けてください。
デジマイクロ背面のリフティングレリーズ取付けねじ穴に取り付けられているレリーズ穴栓ねじ（M3 ナベ小ねじ、頭径 5.5mm）を取り外してください。同ねじ穴にリフティングレリーズ先端をねじ込みます。

3rd Edition July 2024 ja

2

3

使用方法

3.3 カウンタとの接続（注意）• カウンタ TC-200 に着脱する際は、必ずカウンタの電源を OFF にして行ってください。
• ノイズ等による本体の誤動作防止のため、カウンタの AC コードのアース端子は確実に接地してください。
組み合わせるカウンタ等の使用説明書にしたがって MU-TC 接続ケーブル（別売）、電源コード等を接続してください。

3.4 電源オフ
周辺機器の電源をオフにしてください。
本製品には電源はありません。周辺機器の電源の操作については、各周辺機器の使用説明書を参照してください。

3.5 スピンドルの移動
スピンドルを手動操作する場合は付属のリフティングレリーズを使用します。急激に操作するとオーバスピードによるエラーとなる場合がありますのでご注意ください。

3.6 レリーズクランプ
リフティングレリーズによりスピンドルを上昇させた状態でレリーズクランプねじを軽く締めると、この状態を保持することができます。
測定物の設置時などに使用すると便利です。

3.7 電源オン
周辺機器の電源をオンにしてください。
本製品には電源はありません。周辺機器の電源の操作については、各周辺機器の使用説明書を参照してください。

3rd Edition July 2024 ja

3

3

使用方法

3.8 測定例
基本的な組合せによる簡単な測定手順の例を示します（図 3 参照）。
(1)

デジマイクロの移動（注意）• 測定子は 0.2mm 以上送り込んだ位置でご使用ください。測定子の送り込み量が 0.2mm 以下の場合、誤差を生じる場合があります。
• 温度、空気中の塵なども十分に考慮しないと、思わぬ誤差を生じることがあります。
• ブロックゲージのような鏡面仕上げされた平面を高精度に測定する場合は、同一材質、同一表面状態の基準面を用意してください。この基準面と測定物の面を十分に清浄し、密着（リンキング）させて測定を行ってください。
上下動ナットがアームに接していることを確認し、アームを支えながらアームクランプねじを緩めます。
上下動ナットを回して、アームを上下させます。
デジマイクロの測定子を定盤に当て、測定子を 0.2mm 以上送り込んだ位置で、アームクランプねじをしっかり締め固定します。
上下動ナットとアームが離れていた場合、不用意にアームクランプねじを緩めると、アームごとデジマイクロが落下してしまい、故障の原因となります。

(2)

ゼロリセットリフティングレリーズのレリーズボタンを押し、一度スピンドルを上昇させ、再び降下させてから測定子を定盤に当てます。
カウンタのリセットスイッチを押し、ゼロリセットします。

(3)

測定リフティングレリーズのレリーズボタンを押し、スピンドルを上げ、測定物をスピンドルの下に置きます。
（このときレリーズクランプねじを使用すれば、スピンドルはリフトアップした位置で保持されます。）
次にレリーズボタンを離し、測定したい面に測定子を当てます。
（スピンドルの速度は、リフティングレリー
ズ自身のダンパー機能により、測定に適したものとなっています。）
そのとき、表示している値が定盤からの高さになります。

3rd Edition July 2024 ja

4

444

オプション

オプション

図 2 に示した各オプションです。
• 測定子（別売）
標準測定子のほかに、図 4 に示す測定子が用意されています。
ピン測定子

フラット測定子

プラスチック測定子

プラスチック

オフセンタ測定子

ローラ測定子縦目ローレット（単位：mm）

図4• デジマイクロスタンド（別売）MS-51C		

最大測定高さ

約 110mm		

定盤の大きさφ 100mm• カウンタ（別売）TC-200• 延長ケーブル（別売）
MU-TC ケーブル 0.3m

3rd Edition July 2024 ja

5

555

保守・点検 ／ 6

性能および仕様

保守・点検

故障ではないかと思われる前にもう一度、次のチェックをしてください。
表1症

状チェック

• スピンドルが引っかかる。

• スピンドルに汚れはありませんか？

• スピンドルが急に重くなる。

• スピンドルに過度のラジアル荷重を加えていませんか？
• ステムを締め過ぎていませんか？

• 測定誤差が大きい• 測定子の緩みはありませんか？

• 再現性がよくない• ステムが緩んでいませんか？
• デジマイクロ、デジマイクロスタンド等の設置状態に問題はありませんか？
• デジマイクロに荷重が加わっていませんか？

• ミスカウントをする。

• カウンタの電源スイッチは ON になっていますか？

• “Error X”を頻繁に表示する。

• デジマイクロとカウンタは確実に接続されていますか？
• 移動速度は適切ですか？
• 大きなノイズ発生源が近くにありませんか？
• ケーブルに異常はありませんか？
• 周辺機器は専用の AC アダプタを使用していますか？

66

性能および仕様

推奨最小読取り値			

：0.1 µm

測定範囲					：15mm精度						

：0.7 µm（20℃）

応答速度（0.1 µm 分解時）：100mm/s

測定方向					：任意測定力					

：下向き
横向き
上向き

標準測定速度				：付属リフティングレリーズ・下向き使用時

質量						：約 0.22kg（レリーズは除く）

スピンドル許容荷重			

：ラジアル O.98N

測定子					

：JIS B 7503 ダイヤルゲージに準じた測定子

温度						：使用時
保管時

約 0.64N
約 0.44N
約 0.25N
約 15mm/s

0 ～ 40℃
－ 20 ～ 60℃

3rd Edition July 2024 ja

6

777

出力コネクタ ／ 8

付属品 ／ 9修理

出力コネクタ• 型式：SRCN6A16-7P（日本航空電子工業株式会社）
		7 極丸形コネクタ• 適合コネクタ：SRCN1A16-7S（日本航空電子工業株式会社）
表 2 ピン配置および信号名称

88ピン番

信号名

内容ピン番

信号名

内容1A

信号 A 相5LED

LED 電源2B

信号 B 相

60V

電源 0V

3Vcc

電源 12V

7N.C.

オープン

4N.C.

オープン

ハウジング

FG

フレームグランド

付属品• 標準測定子					：1 個• リフティングレリーズ		：1 個• 安全にお使いいただくために：1 部• 製品保証書					

：1 部

99

修理

修理の際は購入先にお問い合わせください。
保証内修理• 製品保証書が添付され、保証期間内（販売後 1 年以内）の自然故障の場合• 前回修理のお渡し日より 6 か月以内に、正常な取り扱いのもとで同一箇所が故障し、かつ前回の修理票が添付されている場合これ以外の場合は保証外修理になります。製品保証書は、紛失しないよう大切に保管してください。
詳細は購入先にお問い合わせください。

3rd Edition July 2024 ja

7

3rd EditionEC17J
July 2024

インダストリアルソリューションズ事業部
TEL: 03-6743-5634
https://digital-sol.nikon.com/products/encoder/〒140-8601 東京都品川区西大井1-5- 20