器具乾燥器

LABORATORY GLASSWARE DRYER

DRU600TE

大量の器具を一度に乾燥できる内容積458Lの器具乾燥器。
特長●ガラス器具から落ちる水滴は、底部にある水受けバットに集まります。
●大きな観察窓により乾燥状態の観察が容易です。
●温 度調節器に付属する安全機能とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。
●扉 は、左開き（標準仕様）、右開き選択可能ですので、ご注文時にご指定ください。

■仕対※1
性能様型

式

流方

DRU600TE式

自然対流式

使 用 温 度 範 囲±1.5℃

温 度 上 昇 時 間

約30分

5℃～35℃

温 度 調 節 器

マイコンPID制御（TC-EⅥシステム）

形

態

定値運転、タイマー運転（オートストップ）
1分～99時間59分

構

温 度 セ ン サ ーヒーター

T熱電対
ステンレスシーズヒーター成ヒ ー タ ー 容 量

1.34kW

内SUS304

装

扉 パ ッ キ ン
安全装置

庫内寸法〔有効寸法〕※ 3規シリコーンゴム ※2
自己診断機能（過熱、温度センサー異常、制御異常、周囲温度異常)、独立過熱防止装置、制御回路保護ヒューズ、キーロック機能、過電流・漏電ブレーカー
W610㎜×D600㎜×H1,230㎜〔H1,060㎜〕

外形

寸

法

W684㎜×D730㎜×H1,615㎜

庫

内

容積

約458L

窓

W300㎜×H800㎜

観察

棚段数・ピッチ格

排気電付属●	メスフラスコ、メスシリンダーなどを吊るして乾燥できる棚板も特注品として用意できますので、ご照会ください。

30段・30㎜

口

φ105㎜

源

AC100V 50Hz/60Hz 14A

必 要 電 源 設 備
質

PIPETTE AND LABORATORY GLASSWARE DRYER
CLEAN LABORATORY INSTRUMENTS DRYER
LABORATORY GLASSWARE DRYER

at 80℃

室温→80℃

使 用 周 囲 温 度

転DRU600TE

室温＋10℃～80℃

温 度 調 節 精 度

運

ピペット・ガラス器具乾燥器／クリーン器具乾燥器／器具乾燥器
DRU310DC/DRU600CD/DRU600TE

AC100V 20A

量約100㎏品

棚板3枚、棚受6本、水受バット1個、車輪止め2個価格（税抜き）￥371,000※1 性能は、使用周囲温度23℃、定格電源電圧、無試料の場合です。
※2 シリコーンゴムパッキンは、フッ素ゴム製に変更可能ですので、ご照会ください。
※3 有効寸法は、天井から最下段に設置した棚板までの寸法です。突起部分は含みません。
● 高温度（最高温度100℃）仕様も製作可能ですので、ご照会ください。

■別売品
品名型式

仕様

棚 板（棚 受 付）
細目棚板（棚受付）

DR001261
DR001411

耐荷重15㎏/枚耐荷重10㎏/枚

壁 用 固 定 金 具
床 用 固 定 金 具

DR001351
DR001421―――

価格（税抜き）￥16,000￥15,700￥ 7,400￥ 7,300● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。

安全に関する注意●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問合先● 記載の価格は、消費税抜きで表示してあります。消費税は別途申し受けます。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
販売元

製造元

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所

盛岡

DRU310DC

DRU600CD

株式会社東洋製作所

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
● A は、㈱東洋製作所の登録商標です。

321-K-07-24040

アドバンテック東洋株式会社

ピペット・ガラス器具乾燥器
PIPETTE AND LABORATORY GLASSWARE DRYER

DRU310DC

ガラス器具の乾燥に最適な、ドレイン受け付送風式乾燥器。

クリーン器具乾燥器
CLEAN LABORATORY INSTRUMENTS DRYER

フィルターと殺菌灯を装備し、清浄な雰囲気で乾燥が可能な大容量器具乾燥器。

ピペット乾燥用バスケット（別売品）を用いてピペットの乾燥にも利用可能。

特長●0.3μｍ粒子を99.97%以上捕捉するエアフィルターを装備しています。

特長● ガ ラ ス 器 具 か ら 落 ち る 水 滴 は、底 部 に あ る 水 受 バ ット に 集 ま ります。

●ピペットやガラス器具から落ちる水滴は、庫内底部にある水受バットに集まり、ドレインコックを開けると排水できます。

●大きな観察窓により乾燥状態の観察が容易です。
●温度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。

●背面のエアフィルターを通過した空気を加熱して下部より送風し、上部から排気することで清浄な雰囲気で乾燥します。

●扉は、左開き（標準仕様）、右開き選択可能ですので、ご注文時にご指定ください。

●別売品のピペット乾燥用バスケットを使用すると、上昇する熱風を直立したピペット内に通過させることができ、長いメスピペットでも迅速な乾燥が可能です。
●温度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。

■仕●扉は、左開き（標準仕様）と逆の右開きも特注品として製作可能ですので、ご注文時にご指定ください。

対

■仕対性

※1式

※1性

DRU310DC

能流方式
使 用 温 度 範 囲

強制排気（下吹き出し、垂直）40℃〜120℃

温 度 調 節 精 度±1℃ at 120℃

温 度 分 布 精 度±3℃ at 120℃

温 度 上 昇 時 間

約30分 室温→120℃

使 用 周 囲 温 度度

調

運

転

5℃〜35℃

器

マイコンPID制御（TC-SⅥシステム）

形

態

定値運転、プログラム運転（最大100ステップ、クーリング）
1分～99時間59分

構ーター

ステンレスシーズヒーター

風フ

ァ

1.4kW

ン

シロッコファン（アルミニウム）

エアフィルター
扉

パッ安

全防塵率80%

at 80℃

清5℃～35℃

規

容積

約58L

格

棚 段 数・ピ ッ チ
源AC100V 50㎐/60㎐ 15A

質量品

約55㎏
棚板2枚、棚受4本属価格（税抜き）ター

規

エアフィルター

HEPAフィルター
（捕集効率：0.3㎛粒子に対して99.97%以上）

殺菌

灯
装全装

置

￥401,000■別売品

庫

内容積約458L

窓

W300㎜×H800㎜

察排気電属

棚 板（棚 受 付）
ピペット乾燥用
バ ス ケ ッ ト ※壁 用 固 定 金 具
床 用 固 定 金 具型

式

仕様

DR001341
DR000560

耐荷重10㎏/枚
内径145㎜×H500㎜

DR000570

内径145㎜×H550㎜

DR001351
DR001620―――

価格（税抜き）￥ 9,100￥47,600￥ 7,400￥ 3,800※1 本体1台に対し、バスケット1個収納できます。ピペットのサイズに応じて選択ください。

■器具乾燥器の用途例●各種ガラス器具の乾燥

W684㎜×D730㎜×H1,615㎜

30段・30㎜

口φ105㎜

源

AC100V 50Hz/60Hz 14.5A
AC100V 20A

量約105㎏品

棚板4枚、棚受8本、水受バット1個、車輪止め2個価格（税抜き）名W610㎜×D600㎜×H1,230㎜〔H990㎜〕

法観●	メスフラスコ、メスシリンダーなどを吊るして乾燥できる棚板も特注品として用意できますので、ご照会ください。

自己診断機能（過熱、温度センサー異常、制御異常、周囲温度異常）、独立過熱防止装置、制御回路保護ヒューズ、キーロック機能、過電流・漏電ブレーカー、ドアスイッチ

寸

質付

SUS304シリコーンゴム ※2形

必 要 電 源 設 備※1 性能は、室温20℃、無試料の場合です。
※2 シリコーンゴムパッキンは、フッ素ゴム製に変更可能ですので、ご照会ください。
※3 有効寸法は、天井から最下段に設置した棚板までの寸法です。突起部分は含みません。

10W（タイマー付レンジ切替えにより1分～60時間の設定が可能）

外

棚段数・ピッチ
格

T熱電対
ステンレスシーズヒーター
1.34kW

庫内寸法〔有効寸法〕※ 3●	ピペット乾燥用バスケット（別売品）
は、ピ ペ ット の サ イ ズ に 応 じ て 選 択可能。

14段・37.5㎜

電ー

定値運転、タイマー運転（オートストップ）
1分～99時間59分

プロペラファン

安内態

送 風 フ ァ ン

置庫形

ヒ ー タ ー 容 量

装

W510㎜×D500㎜×H1,100㎜

転扉 パ ッ キ ン●	ステンレス製の内装と、エアフィルターを通りヒーターで暖められた空気で乾燥し、上部背面より全量が排気されますので、清潔に使えます。

クラス1,000
マイコンPID制御（TC-EⅥシステム）

内法度

室温→80℃

温 度 調 節 器

SUS304寸

浄約30分

使 用 周 囲 温 度

シリコーンゴム ※2
自己診断機能（過熱、温度センサー異常、ヒーター断線、SSR短絡、周囲温度異常）、独立過熱防止装置、制御回路保護ヒューズ、キーロック機能、過電流・漏電ブレーカー
W300㎜×D300㎜×H640㎜〔H528㎜〕

形品

at 80℃

±3.5℃

装外付

±1.5℃

温 度 上 昇 時 間DRU600CD

強制排気（下吹き出し、垂直）温 度 分 布 精 度

ン

庫内寸法〔有効寸法〕※3式

室温＋5℃～80℃

キ内方

温 度 調 節 精 度

ヒ成成

送流

DRU600CD

温 度 セ ン サ ー

K熱電対

ヒ ー タ ー 容 量

式

使 用 温 度 範 囲運節

温 度 セ ン サ ーヒ能DRU310DC

構

温様型

様型

DRU600CD￥498,000※1 性能は、使用周囲温度23℃、定格電源電圧、無試料の場合です。
※2 シリコーンゴムパッキンは、フッ素ゴム製に変更可能ですので、ご照会ください。
※3 有効寸法は、天井から最下段に設置した棚板までの寸法です。突起部分は含みません。

DRU600CD
温度調節器、殺菌灯スイッチ、殺菌灯タイマー

■別売品品

名型

式

仕様

棚 板（棚 受 付）
細目棚板（棚受付）

DR001261
DR001411

耐荷重15㎏/枚耐荷重10㎏/枚

壁 用 固 定 金 具
床 用 固 定 金 具

DR001351
DR001421―――

価格（税抜き）￥16,000￥15,700￥ 7,400￥ 7,300