SPECIFICATIONS

ロードセルアンプ
MODEL§１．概2019/04/24 改訂(Rev.4)

ＬＡ－１０２５Ａ

要

本器はひずみゲージ式トランスデューサ専用の0～±5V(入力条件により±10Vmax)電圧信号または4～20mA電流信号を出力する計装用増幅器である。(出力信号種類は発注時指定)
また、キー操作および外部指令によるゼロ点調整が可能なアナログオートゼロ機能を備えている。
電源はDC24Vを使用し、絶縁型DC/DCコンバータの内蔵により、供給電源と電圧または電流出力間はアイソレートされている。

§２．仕様

２－１．ロードセル電源部
1). 印加電圧

DC10V±5％(オプション指定により5Vまたは2.5V仕様に変更可)

2). 接続可能センサ数350Ω型ロードセル4点を接続可能 (120mA max)
(EXC=5Vは60mA以内、EXC=2.5Vは30mA以内)

２－２．増幅部・I/O部
1). 入力範囲±3.3mV/V (風袋量と計測重量の合計)

2). 初期風袋調整

0～2.25mV/V (TARE:16ポジションロータリスイッチ)3). 零点調整

約±0.1mV/V (COARSE, FINE：15回転トリマ)

4). オートゼロ範囲±2.0Vまたは0～10.4mA
風袋消去調整後の出力が上記範囲の時、アナログオートゼロ(AZ)機能により、出力を0Vまたは4mAに補正可能。

5). 感度調整

増幅度可変範囲：×1667～×151 (EXC=5Vは左記の2倍、EXC=2.5Vは4倍)
スパン量0.3～3.3mV/Vの範囲にて0～5Vまたは4～20mA出力に設定が可能。
基準感度：EXC=10V、0～1.0mV/Vにて0～5Vまたは4～20mA出力、G=500倍
RANGE

8段階

COARSE

粗調整 (15回転トリマ)

FINE

微調整 (15回転トリマ)

6). 出力信号 電圧出力

(ロータリスイッチ切替)

0～±5Vmax (負荷抵抗2kΩ以上)
両極性出力。±0.6mV/V以上のスパン量では0～±10V出力が可能。

電流出力4～20mA (負荷抵抗510Ω以内)

7). 非直線性±0.05％FS(EXC=2.5V時±0.1%FS)

8). フィルタ特性

fc=2Hz±20%(-3db)、-12db/oct.ローパスフィルタ。
(オ プ ション指定によりfc=5Hz,10Hz,20Hz,50Hz,100Hz,200Hz,500Hz,1kHzの何れかに変更可能)

東洋測器株式会社

Page

1／5

Spec No.

ＴＡ４-００１２７Ａ

4△

SPECIFICATIONS
9). 温度係数

零点：±0.01％ FS /℃typ (基準感度に於いて)(EXC=5Vは上記の2倍、EXC=2.5Vは4倍)
感度：±0.01％ FS /℃typ10). チェック機能(EXC=2.5V時±0.02%FS/℃ typ)CALス イッチをONにする事により疑似入力信 号の 発生 が可 能。 その時の入力信号に加算される。
約0.15mV/Vステップにて約2.25mV/V迄設定可能。(温度係数:25ppm/℃max)

11). 操作スイッチ12). 外部指令入力

ペンタッチ操作2キー、AZ, AZ.R操作用[AZ]

オートゼロ操作[AZ.R]

オートゼロリセット操作

1bit (AZ)
ワンショットメーク接点(パルス幅0.2s)

13). 制御用出力

1bit (SET)
オープンコレクタ負論理出力、1bit 1コモン(ﾌｫﾄｶﾌﾟﾗ絶縁、NPNﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ)
信号出力時エミッタ～コレクタ間ON
定格:DC30V,30mA (抵抗負荷)
コレクタ・エミッタ間飽和電圧：1.2V以下
東芝製ﾌｫﾄｶﾌﾟﾗTLP127または相当品使用

２－３．各機能仕様1). アナログオートゼロ機能・オートゼロ機能

キースイッチ操作([AZ]キーを3秒間押し続ける)または外部[AZ]指令(0.2sec
ワンショット接点信号)により、±2.0V以内または0～10.4mAの出力値を0Vまたは4mAにし、以降その点からの増減量を出力する。
([AZ]指令入力時の出力電圧または電流値をオフセット値として記憶し、以降出力よりオフセット値を常に減算して出力する。)
AZ機能動作中[AZ]LED点灯[AZ.R]キースイッチ操作([AZ.R]キーを3秒間押し続ける)によりAZ機能をリセット(解除)することが可能。
・オートゼロセット時間

0.2秒以内・オートゼロ分解能

500μVまたは1.6μA以内

・消去精度±2mVまたは6.4μA以内(動作時の出力最大残留電圧または電流値)
基準感度に於いて

・注意点

△
4

AZ指令入力以前0.5秒間は出力電圧が安定している事。

△
1・範囲超過時の動作 [AZ]指令入力時、機能の動作範囲を超えていた場合はその指令を無効とし、[AZ]LEDが点滅する。エラー表示は次の有効な指令入力時まで継続。
・メモリ保持オートゼロメモリ値は不揮発性メモリ(F-RAM)に書き込まれ、一旦電源を切断した後に再通電を行った場合でも、AZ動作は継続される。

東洋測器株式会社

Page

2／5

Spec No.

ＴＡ４-００１２７Ａ

4△

SPECIFICATIONS2). アンサバック機能[AZ]外部指令が入力され、その処理が正常に行われた場合は、｢肯定応答｣として[SET]信号を0.2秒間ONする。(オープンコレクタ信号)
AZの動作範囲を超えていた場合は、指令を無効とし、[SET]信号の出力は行わない。またエラー表示として[AZ]LEDが点滅する。

２－４．共通仕様
1). 電源安定度±0.02％ FS (電源電圧変動±10％以内に於いて)

2). 電源電圧

DC24V(20～27V)

3). 消費電流

0.5A typ (起動時の突入電流対応のため供給電源は2倍以上の余裕が必要)

4). 使用温度･湿度範囲

0～＋40℃、20～85％ R.H.

5). 保存温度･湿度範囲-20～＋60℃、20～85％ R.H.

6). 質量約0.4kg7). 取り付け方法

ウォールマウント方式△4

本体ベース金具の2-φ4を利用してM3ネジで固定§３．コネクタ配列
1). ロードセル信号、信号出力、電源接続用コネクタ△25mmピッチ圧着端子用端子台
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

接 続 信 号+EXC
-EXC
+SIG
-SIG
SHL
OUT+OUTAZ
SET-C
SET-E
SHL
E+24V
0V

使用可能電線範囲

ロードセル印加電圧 (＋)
ロードセル印加電圧 (－)
ロードセル信号入力 (＋)
ロードセル信号入力 (－)
ロードセルシールド
出力信号(＋)
出力信号(－)
オートゼロ指令(接点入力)
アンサバック信号(コレクタ)
アンサバック信号(エミッタ)
シールド(外部指令用)
接地
電源(+20～27V)
電源0V

単線 ：φ0.4～φ1.2(AWG26～16)
撚り線：0.2mm２～1.25mm２(AWG24～16)素線径φ0.18mm 以上
単線、撚り線共に剥き線長 11mm

出 力信 号の シー ルド は
受 信計 器側 にて 接地 すること

2). 結線上の注意① 各ケーブルのシールドは本器または各接続計器の一方で接地する事② ロードセル(トランスデューサ)のケーブル配線色はメーカーによって異なるため、ロードセルに付属の試験成績表等により配線色を確認のこと。

東洋測器株式会社

Page

3／5

Spec No.

ＴＡ４-００１２７Ａ

4△

SPECIFICATIONS§４．型式、付属品
４－１．型

式

ＬＡ－１０２５Ａ－１－ＥＸＣ５Ｖ－１００Ｈｚ
シリーズ型名１：電流出力２：電圧出力無記入 ：L/C印加電圧10V(標準仕様)
EXC5V：L/C印加電圧5V(OP)

EXC2.5V：L/C印加電圧2.5V(OP)
無記入 ：fc=2Hz(標準仕様)
xxHz：5Hz,10Hz,20Hz,50Hz,100Hz,200Hz,500Hz,1kHzよりカット
オフ周波数を選択(OP)４－２．付属品1). 取扱説明書

１部§５．機能ブロック図

東洋測器株式会社

Page

4／5

Spec No.

ＴＡ４-００１２７Ａ

4△SPECIFICATIONS§６．外形寸法LA-1025APWON+

CHECK TARE

EXC+SIG-SHL+C-FOUT

AZ 8ZERO
1RANGE

123456789101112131415C
SETC
E
SPAN
SHL F
E
24V
AZ0V

TOYO SOKKI AZ.R

§７．ＡＺ動作応答タイミング

東洋測器株式会社

△
1Page

5／5

Spec No.

ＴＡ４-００１２７Ａ

4△