低 GWP ウ ォ ー ク イ ン チ ャ ン バ
低 GWP 冷媒 R-448A 採用

大型恒温（恒湿）室 コロニア シリーズ

次の時代へ気候問題、中でも地球温暖化対策は世界中の国が取り組む喫緊の課題となっています。環境試験器においてもこれまで主要な冷媒として使用されていた R-404A は GWP 値 3920 と高く、早急な対策が求められていました。

この度、エタックは全ての環境試験器において低 GWP 冷媒 R-448A を採用。R-404A の全廃をいち早く実現しました。
エタックは低 GWP 冷媒の積極的な採用を通じて地球温暖化対策に取り組みます。
【従来の R-404Aと新冷媒 R-448A、GWP 値比較】
【新冷媒 R-448A の特長】

5000
4000
3000
2000
1000

13920R-404A● 従来の冷媒 R-404A に比較し、環境への負荷を 65％低減

約 65％低減● 規制後も冷媒供給減の心配を回避

1387

R-448A● 将来へ向けたメンテナンスコストの削減が期待●オゾン層を一切破壊しない ODP ゼロ冷媒
●不燃、無毒、不活性の混合冷媒

さらに使いやすく。新しい時代を見据えた低 GWP 冷媒搭載
ウォークインチャンバ COLONIA E シリーズ誕生

使いやすさと高性能で国内はもとより海外でも高い支持を頂いてきた COLONIA シリーズがリニューアル。新しい

COLONIA E シリーズでは GWP 値 1387 の新冷媒 R-448A を採用し、2025 年までの GWP 目標値、1500 以下を大きくクリアしました。これまでの高性能はそのままに操作性と機能を大幅に向上。
COLONIA の先進性がまた一歩、時代をリードします。
低 GWP

R448A

新型冷媒を採用
GWP1387

洗練された操作性と多くの機能を高い次元で両立信頼性試験の安心・快適・手間いらずを実現する新コントローラ
7.5 インチワイドカラー LCD の採用により操作性及び視認性が一段とアップし、ETACOM が更に使いやすく快適な操作に生まれ変わりました。洗練されたインターフェイスにより、全ての操作は ETACOM のタッチパネルでコントロールされます。

槽内モニタ画面

メニュー画面・コンスタント運転

メニュー画面

直感的で分かりやすいメニュー画面

3

温湿度条件入力画面

運転条件入力常温待機）の選択が可能です。

な設定ができます。

温湿度入力の他に、試験終了時の動作（停止／タイマーや加湿遅延など使用目的に応じて詳細プログラム運転プログラム入力画面

プログラム確認画面①

プログラム確認画面②

ステップ詳細設定画面

リピート入力画面が可能です。

細な条件を設定します。

プログラム一覧画面

一覧から予め登録しておいたプログラムを選択します。

作成したプログラムはグラフでも確認することステップごとの温湿度条件を設定します。

ウエイトやタイムシグナルなどステップ毎に詳作成したプログラムを確認出来ます。

リピートの設定は全体／部分の選択が可能です。

その他の機能

レビュー画面

過去の試験データをグラフで確認出来ます。

データダウンロード画面

ダウンロードデータ

過去の試験データは USB メモリでダウンロードすることも可能です。

プログラム連結画面

補助機能画面

トラブルレビュー画面

可能です。

する画面です。

示します。

個別に作成したプログラムを連結させることが様々な補助的機能（オプションを含む）を設定

過去のトラブルの履歴と、その対処について表4

COLONIA E シリーズに追加された新機能が、さらに快適な信頼性試験業務の環境を提供します。

エタック環境試験器の基本コンセプト「安心・快適・手間いらず」の諸機能が、業務負担の軽減とスムーズな管理を実現します。
見やすい室内状態表示パネル

試験室有効スペースの拡張

視認性の高い表示パネルには使用状態を容易に把握できるよう試験室内の空調ユニットをフラット化することによって壁面の突起扉の左右いずれにも取り付けが可能で、室内の状況を一目で確認すること試料の配置、セッティングなどの妨げにならず試験室内をより広く物を無くし試験室内の有効スペースが拡張されています。

[ TROUBLE ]、[ RUN ]、[ 入出中 ] の 3 つを表示。
が 出 来 ま す。[ 入 室 中 ] の 表 示 は有効に活用する事が出来ます。

室内ランプと連動しているため、試験室内で作業をしている事が外部からも確認出来安心です。

幅広い温湿度範囲
幅広い温湿度範囲が高温多湿から低温まで様々な温湿度条件の信頼性試験に対応します。

また、ノンフロスト範囲を拡大することも可能です。
（オプション）

低温低湿度範囲域でも冷却コイルの霜取り無しで連続運転が可能になります。

温湿度制御可能範囲（冷凍機水冷タイプ）
95％RH

95％RH

908080706050%RH

4070
6050
4030

3020201010010

乾球温度

20℃

30

40

50

6070809010035℃

ノンフロスト拡大範囲（オプション）

5100

90

相対湿度

相対湿度%RH

温湿度制御可能範囲（冷凍機空冷タイプ）

100

標準ノンフロスト範囲

温度（湿度なし）運転時 ＋２５℃〜＋８０℃（冷凍機選択 AUTO）

010

乾球温度

20℃

30

4035℃

50

60708090100

設置の自由度が高い冷凍機ユニット（空冷タイプ）
空冷冷凍機ユニットを別置きにすることによってレイアウトの自由度を高め、設置環境にフレキシブルに対応出来ます。試験室内への排熱を避けたい場合は冷凍機ユニットを屋外に設置することもできます。

屋外
冷凍機ユニット

屋内※屋外設置のお見積には現地の確認が必要です。

LED 内部照明（オプション）

純水器（オプション）

試験室内で繊細な作業を必要とする場合などに有効です。

上水しか使用できない環境でも純水器を追加することによって高い試験品質を確保することが出来ます。

小型のカートリッジ式なのでフィルタの交換作業も容易に行えます。

6

使いやすさをさらに向上し機能を向上、オリジナルオプション

両開き扉（W1400×H1820mm）

測定孔操作孔出入口用スロープ台

H1820mm) に追 加、または変 更できしています。
（取付位置は、お客様とのから操作するのに便利です。

片開き扉用・両開き扉用があります

標 準 付 属 の 片 開 き 扉 (W850 ×ます。

内径 54 φ、128 φ mm をそれぞれ用意お打合わせ後決定します）※写真は 128 φです。

内径 150 φ。試験室内の試料を外部観察窓とセットでご利用ください。

アルミニウム製傾斜板（厚み 6 mm）、予備室

1980

試験室

回転式警告灯表示灯変更

予備室

天井全面吹き出し仕様

た場合、点灯し、遠距離でも確認しや「入室中」を温湿度表示に変更できます。

を極力均一に保ちます。

フローの流れを作ります。風の影響をチャンバに万一のトラブルが発生しすい警告灯です。

扉部横に設置されている表示灯のレイアウト的に操作パネル部から扉開閉時に試験室内の温（湿）度条件天井を二重のダクト構造にしてダウン低減させた場合や、試 料に直接風をあてたくない場合などに有効です。

扉が遠いときなどに便利です。

●デフロスト回路●− 40℃仕様●扉部ビニールカーテン

件で試料の出し入れが多い場合にご利用ください。

よって− 40℃の低温運転が可能になります。

ます。

手動式ホットガス方式による除霜回路です。低温条

二元冷凍機ユニット ( 別置き ) を追加することに扉開閉が多い場合、試験室内環境の変化を低減させ●ノンフロスト機構●コンセント※使用温度範囲に制限があります。

（P5 温湿度範囲表参照 )20A が用意されています。

●停電自動復帰機能ノンフロスト範囲を拡大することができます。

● RS485 インターフェイス

防湿型アース付コンセント。100V ／ 15A、200V ／ノンフロスト範囲では冷却コイルの霜取りなしで※コンセント形状が特殊なのでご注意ください。

連続運転が可能です。

●シグナルタワー●ペーパーレス記録計●床面補強板●非常停止スイッチ

外部メディアにデータを保存し、専用ソフトでパソコンに取り込むことができます。※打点式温湿度

試料を台車などで出し入れする場合の床面保護用記録計も対応可能です。

です。標準床面耐荷重が面荷重で 600kg ／ m2 以上の場合必要となります。※床面補強板を使用した場合、温度変化時間が標準仕様と異なります。

信頼性試験のトータルパートナー

お問い合わせはhttps://www.kusumoto.co.jp/
本社

大阪

支店

福岡

支店

名 古 屋 支 店
札 幌 営 業 所
山 形 営 業 所（株）マックシステムズ〒 101-0047 東京都千代田区内神田 1-11-13 楠本ビル

TEL.03（3295）8681

FAX.03（3233）0217〒 460-0003 名古屋市中区錦 1 ｰ 7 ｰ 1 楠本第 9 ビル

TEL.052（220）3570

FAX.052（212）4761〒 553-0003 大阪市福島区福島 5 ｰ 16 ｰ 18 楠本第 8 ビル
〒 812-0014 福岡市博多区比恵町 1 ｰ 1 楠本第 7 ビル

〒 001-0010 札幌市北区北 10 条西 4 丁目 楠本第 10 ビル〒 999-3716 山形県東根市蟹沢 1702 ｰ 3〒 460-0003 名古屋市中区錦 1 ｰ 7 ｰ 2 楠本第 15 ビル

TEL.06（6452）2388

TEL.092（475）7971
TEL.011（747）6091
TEL.0237（41）1130

TEL.052（223）2811

FAX.06（6458）2600
FAX.092（475）7970
FAX.011（716）7281
FAX.0237（41）1338
FAX.052（223）2810

株式会社マックシステムズ●本社 〒460-0003
名古屋市中区錦1-7-2 楠本第15ビル6F
TEL:(052)223-2811 FAX:(052)223-2310●刈谷営業所 〒448-0003
刈谷市一ツ木町3-1-14
TEL:(0566)63-6801 FAX:(0566)63-6800

カスタマサポートセンター
本部（東京）：TEL.03（3295）8681 埼玉 ：TEL.0495（35）2222 山形：TEL.0237（41）
1130
7971
西 日 本 ：TEL.06（6452）2388 九州 ：TEL.092（475）＊名古屋地区は（株）マックシステムズにご連絡ください。

TEL.052（ 223）
2811

安全に関するご注意
ご使用の際は ､商品に添付の取扱説明書の「使用上の注意事項」をよくお読みのうえ ､ISO9001 認証
JQA-QM8943※受託サービス除く

ISO14001 認証JQA-EM6024（製造部門）

正しくお使いください。

水 ､湿気 ､ほこり､油煙などの多い場所に設置しないでください。火災 ､故障 ､ 感電などの原因となることがあります。

2303-OM-3000(G-1)