ハードケースの開け方
ハードケケ
ーススの開けけ
方

取扱説明書
取扱説説
明書書

ｺｰﾄﾞ収納部
ｺｰﾄﾞ収納部

ﾊｰﾄﾞｹｰｽ
ﾊｰﾄﾞｹｰｽ

カード型デジタルマルチメータ
カーー
ド型型
デジジ
タルル
マルチチメーータ

KEW1019R
KEW1019R

ﾊｰﾄﾞｹｰｽｶﾊﾞｰ
ﾊｰﾄﾞｹｰｽｶﾊﾞｰ

ｷｬｯﾌﾟ収納部
ｷｬｯﾌﾟ収納部

本製品の特長本製品のの特長長●真の実効値●真の実効値●使用性にすぐれたハードケース付き●使用性にすぐれたハードケース付き

1. 使用上の注意（安全に関する注意）
1.
使用用上のの注意意（安安全に関すする注注意）
本製品は IEC61010 電子測定装置に関する安全規格に準拠して設

LCD
LCD

RELΔｷｰRELΔｷｰ
ﾌｧﾝｸｼｮﾝｽｲｯﾁ
ﾌｧﾝｸｼｮﾝｽｲｯﾁ

ｷｬｯﾌﾟ
ｷｬｯﾌﾟ

測定ｺｰﾄﾞ
測定ｺｰﾄﾞ

ﾊｰﾄﾞｹｰｽ
ﾊｰﾄﾞｹｰｽ

保護用フィンガガード
保護用フィンガガード

キャップ
キャップ

保護用フィンガガード：㻌
保護用フィンガガード：㻌
操作中の感電事故を防ぐため、最低限必要な沿面及び空間距離を確
操作中の感電事故を防ぐため、最低限必要な沿面及び空間距離を確保するための目印です。㻌
保するための目印です。㻌

■ホームページのご案内■ホームページのご案内
www.kew-ltd.co.jp

www.kew-ltd.co.jp●新製品情報●新製品情報
●取扱説明書／ソフトウェア／単品カタログのダウン
●取扱説明書／ソフトウェア／単品カタログのダウン
ロード
ロード
●販売終了製品情報
●販売終了製品情報

3. ACV/DCV 測定

本製品は IEC61010 電子測定装置に関する安全規格に準拠して設計・製造の上、検査合格した最良の状態で出荷されています。この取計・製造の上、検査合格した最良の状態で出荷されています。この取扱説明書には使用される方の危険を避けるための事項および本製品扱説明書には使用される方の危険を避けるための事項および本製品を損傷させずに長期間良好な状態で使用していただくための事柄がを損傷させずに長期間良好な状態で使用していただくための事柄が書かれていますので、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読み書かれていますので、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
ください。

警告告
警告告

●本製品を使用する前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで理解●本製品を使用する前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで理解してください。
してください。
●この取扱説明書は、手近な所に大切に保管し、必要なときにいつ●この取扱説明書は、手近な所に大切に保管し、必要なときにいつでも取り出せるようにしてください。
でも取り出せるようにしてください。
●製品本来の使用方法および取扱説明書で指定した使用方法を●製品本来の使用方法および取扱説明書で指定した使用方法を守ってください。
守ってください。
●本書の安全に関する指示に対しては、指示内容を理解の上、必ず●本書の安全に関する指示に対しては、指示内容を理解の上、必ず守ってください。
守ってください。
指示に従わないと、怪我や事故の恐れがあります。危険及び警告、指示に従わないと、怪我や事故の恐れがあります。危険及び警告、注意に反した使用により生じた事故や損傷については、弊社として注意に反した使用により生じた事故や損傷については、弊社として責任と保証を負いかねます。
責任と保証を負いかねます。
●本製品に表示の マークは、安全に使用するため取扱説明書を読●本製品に表示のマークは、安全に使用するため取扱説明書を読む必要性を表しています。尚このマークには次の３種類があります
む必要性を表しています。尚このマークには次の３種類があります
ので、それぞれの内容に注意してお読みください。
ので、それぞれの内容に注意してお読みください。
危険：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡
危険険：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性が高い内容を示しています。
または重傷を負う危険性が高い内容を示しています。
警告：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡警告告：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害注意意：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定さを負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
れる内容を示しています。
●本製品に表示されているマークについては以下のものがあります。
●本製品に表示されているマークについては以下のものがあります。
それぞれの内容に注意して使用してください。
それぞれの内容に注意して使用してください。
取扱説明書を参照する必要があることを示します。
取扱説明書を参照する必要があることを示します。
二重絶縁または強化絶縁で保護されている機器を示します。
二重絶縁または強化絶縁で保護されている機器を示します。
交流(AC)を示します。
交流(AC)を示します。
直流(DC)を示します。
直流(DC)を示します。
アース（大地）を示します。
アース（大地）を示します。
本製品はWEEE 指令（2002/96/EC）マーキング要求に準拠し本製品はWEEE指令（2002/96/EC）マーキング要求に準拠します。
（EU圏内のみ有効）ます。（EU 圏内のみ有効）
CAT（（測定カテゴリ）についてCAT（（測定カカテゴゴリ）について
安全規格IEC61010
では測定器の使用場所についての安全レベルを安全規格 IEC61010 では測定器の使用場所についての安全レベルをCAT（測定カテゴリ）という言葉で規定し、以下のように分類をしてCAT（測定カテゴリ）という言葉で規定し、以下のように分類をしています。この数値が大きいほど過渡的なインパルスが大きい電気環境います。この数値が大きいほど過渡的なインパルスが大きい電気環境

5. 容量 測定であることを意味します。CAT III で設計された測定器は CAT II で設であることを意味します。CAT III で設計された測定器は CAT II で設計されたものより高いインパルスに耐えることができます。
計されたものより高いインパルスに耐えることができます。
O (None, Other)（（測定カテゴリＯ）
O (None,Other)（（測定定カテテゴリＯＯ）
主電源に直接接続しないその他の回路
主電源に直接接続しないその他の回路
CAT II（（測定カテゴリ 2））CAT II（（測定定カテテゴリリ2））
コンセントに接続する電源コード付機器の1 次側の電気回路コンセントに接続する電源コード付機器の1 次側の電気回路（測定カテゴリ 3））
CAT III（CAT III（（測定定カテゴゴリ 3））
直接配電盤から電気を取込む機器の1 次側および分岐部から直接配電盤から電気を取込む機器の 1 次側および分岐部からコンセントまでの電路コンセントまでの電路（測定カテゴリ 4））
CAT IV（CAT IV（（測定定カテテゴリリ4））
引込み線から電力量計および1 次過電流保護装置（配電盤）
引込み線から電力量計および 1 次過電流保護装置（配電盤）までの電路までの電路
本製品は測定コードのキャップがある場合は CAT III 300V、キャップ
本製品は測定コードのキャップがある場合は
CAT III 300V、キャップがない場合は
CAT II 600V で設計されています。
がない場合は CAT II 600V で設計されています。

2. 仕様
2.
温度 仕
23 ±様様5°C、 湿度 45 - 75%

危険危険険●本製品の CAT および定格電圧を超える場所では絶対に使用しない

レンジ
表示範囲
確度
600mV
0.0-±629.9mV
600mV
0.0-±629.9mV
6V±0.570-±6.299V±0.8%rdg±5dgt
6V±0.570-±6.299V±0.8%rdg±5dgt
60V±5.70-±62.99V
60V±5.70-±62.99V
600V±57.0-±629.9V±1.0%rdg±5dgt
600V±57.0-±629.9V±1.0%rdg±5dgt
確度保証範囲：0.0mV-±600.0V
確度保証範囲：0.0mV-±600.0V
入力インピーダンス
ACV/DCV 約 10MΩ
入力インピーダンス ACV/DCV 約 10MΩ
抵抗／導導通          (オートレンジ)
抵レンジ
抗抗／導通通 表示範囲        確度(オートレンジ)●本製品のCAT および定格電圧を超える場所では絶対に使用しないでください。
でください。
●引火性ガスがある場所で測定しないでください。火花が出て爆発●引火性ガスがある場所で測定しないでください。火花が出て爆発事故を誘発する危険があります。
事故を誘発する危険があります。
●本製品や手が濡れている状態では、測定しないでください。
●本製品や手が濡れている状態では、測定しないでください。
感電事故を起こす危険があります。
感電事故を起こす危険があります。
●測定の際には測定範囲を超える入力を加えないでください。
●測定の際には測定範囲を超える入力を加えないでください。
●測定中は、絶対に本体ケースを開けないでください。
●測定中は、絶対に本体ケースを開けないでください。
●被測定物やその周辺を触ると感電が想定される場所での測定に●被測定物やその周辺を触ると感電が想定される場所での測定には、絶縁保護具を着用してください。
は、絶縁保護具を着用してください。
●測定コードの保護用フィンガガードは、測定対象に手や指先が触●測定コードの保護用フィンガガードは、測定対象に手や指先が触れないようにするためのものです。測定の際は、保護用フィンガれないようにするためのものです。測定の際は、保護用フィンガ
ガードを超える事のないようにしてください。
ガードを超える事のないようにしてください。

警告告
警告告

●本製品を使用しているうちに、本体や測定コードに亀裂が生じた●本製品を使用しているうちに、本体や測定コードに亀裂が生じた
り金属部分が露出したときは使用を中止してください。
り金属部分が露出したときは使用を中止してください。
●本製品を使用する前に必ず既知の電源で正常に測定できることを●本製品を使用する前に必ず既知の電源で正常に測定できることを確認してください。
確認してください。
●本製品を
CAT III の環境で使用する場合は、必ず測定コードにキャ●本製品をCAT III の環境で使用する場合は、必ず測定コードにキャップを奥までしっかりと取り付けてください。
ップを奥までしっかりと取り付けてください。
●被測定物に本製品を接続したままファンクションスイッチを切り●被測定物に本製品を接続したままファンクションスイッチを切り換えないでください。
換えないでください。
●本製品の分解、改造、代用部品の取り付けは行わないでください。
●本製品の分解、改造、代用部品の取り付けは行わないでください。
修理・調整が必要な場合は、弊社または取扱店宛にお送りください。
修理・調整が必要な場合は、弊社または取扱店宛にお送りください。
●指定した操作方法および条件以外で使用した場合、本製品の保護●指定した操作方法および条件以外で使用した場合、本製品の保護機能が正常に動作せず、本製品を破損したり感電等の重大な事故機能が正常に動作せず、本製品を破損したり感電等の重大な事故を引き起こす可能性があります。
を引き起こす可能性があります。
●測定コードのコード内部から金属部分または外装被覆と異なる色●測定コードのコード内部から金属部分または外装被覆と異なる色が露出したときは、直ちに使用を中止してください。
が露出したときは、直ちに使用を中止してください。

注意注意意●本製品の使用は住宅・商業用および軽工業の環境に制限されます。
●本製品の使用は住宅・商業用および軽工業の環境に制限されます。
付近に強い電磁干渉装置や大電流による大きな磁界がある場合付近に強い電磁干渉装置や大電流による大きな磁界がある場合は、正確な測定ができない場合があります。
は、正確な測定ができない場合があります。
●本製品は防じん・防水構造となっていません。ほこりの多い場所●本製品は防じん・防水構造となっていません。ほこりの多い場所
および水のかかるおそれのある場所では使用しないでください。
および水のかかるおそれのある場所では使用しないでください。
故障の原因となります。
故障の原因となります。
●測定コードを強く引っ張ったり捻ったりしないでください。亀裂●測定コードを強く引っ張ったり捻ったりしないでください。亀裂
または断線する恐れがあります。
または断線する恐れがあります。
●使用後は必ずファンクションスイッチを、“OFF”にしてください。
●使用後は必ずファンクションスイッチを、“OFF”にしてください。
また、長期間使用しない場合は、電池を外し保管してください。
また、長期間使用しない場合は、電池を外し保管してください。
●高温多湿、結露するような場所及び直射日光の当たる場所や車中●高温多湿、結露するような場所及び直射日光の当たる場所や車中に本製品を放置しないでください。に本製品を放置しないでください。
●クリーニングには、研磨剤や有機溶剤を使用しないで中性洗剤か●クリーニングには、研磨剤や有機溶剤を使用しないで中性洗剤か水に浸した布を使用してください。
水に浸した布を使用してください。

警告告測定の前には、本体に電圧が印加されないよう被測定物（回路）の電源を切ってください。また、必ずコンデンサを放電してください。

●電池の電圧警告“”マークが点灯したら正確な測定ができなくなります。ただちに使用を中止して電池を交換してください。
また、電池が完全になくなっている場合は、LCD 表示が消え“”マークも表示されませんので注意してください。
●本製品が濡れている状態では、電池交換を行わないでください。
●電池交換のためケースを開けるときは、必ず被測定物から測定コードを外し、ファンクションスイッチを“OFF”にしてください。

(1) ファンクションスイッチを容量の位置にセットしてください。
(2) 測定の前に測定コードを接続していない状態で RELΔキーを押し、表示値を 0.000nF にします。
(3) 下図のように被測定回路に接続してください。

容量レンジ
表示範囲
確度
600Ω
0.0-629.9Ω
600Ω
0.0-629.9Ω
6kΩ
0.570-6.299 kΩ
6kΩ
0.570-6.299kΩ±1.0%rdg±5dgt
60kΩ
5.70-62.99 kΩ±1.0%rdg±5dgt
60kΩ
5.70-62.99
600kΩ
57.0-629.9 kΩ
600kΩ
57.0-629.9
6MΩ
0.570-6.299kΩ
MΩ
6MΩ
0.570-6.299
MΩ
40MΩ
5.70-41.99 MΩ±2.5%rdg±5dgt40MΩ
5.70-41.99±2.5%rdg±5dgt
導通ブザーしきい値60Ω 以下0.0-629.9Ω MΩ
導通
ブザーしきい値 60Ω 以下
0.0-629.9Ω
確度保証範囲：0.0Ω-40.00MΩ
確度保証範囲：0.0Ω-40.00MΩ
開放電圧：<3V,入力保護電圧：AC/DC600V 10 秒間
開放電圧：<3V ,入力保護電圧：AC/DC600V 10 秒間
容量                 (オートレンジ)
容量量     表示範囲
            確度(オートレンジ)
レンジ
レンジ
6nF
6nF
60nF
60nF
600nF
600nF
6µF
6µF
60µF
60µF
600µF

電話受付時間4. 抵抗／導通 測定

警告
測定の前には、本体に電圧が印加されないよう被測定物（回路）の電源を切ってください。
(1) ファンクションスイッチを抵抗(導通)の位置にセットしてください。
(2) 下図のように被測定回路に接続してください。

抵抗導通

600µF レンジでは表示の更新が約 5 秒に 1 回のため、測定に時間がかかります。

6. その他の機能

0120-62-1172

修理・校正に関するお問い合わせは共立電気計器 サービスセンター〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸４８０

0894-62-1172

この説明書に記載されている事項を断り無く変更する事があります
のでご了承ください。本製品には保証書が添付されております。保証期間中の故障については保証規定をお読みになりご利用ください。

●電池電圧低下表示

約 90°①測定コードをコード収納部から外します。
②ハードケースカバーを約 90°回転させ、ハードケースの後ろ側の穴から本体を押し上げて取り外します。
(3) 本器背面の下部に付いているネジをゆるめケースを外します。
(4) 新しい電池と交換してください。
電池はコイン形リチウム電池(CR2032)1 個です。

●REL 機能RELΔキーを押すことにより表示値をメモリーし,以後の測定値との差を表示させることができます(導通は除く)。
REL を動作させるとレンジが固定されます(容量は除く)。また、測定範囲はそのレンジのフルスケール値から初期値を引いた値になります。
解除は再度 RELΔキーを押します。
RELΔキーを押すとLCD 上に“ Δ ” を表示●測定コードの収納部装着
測定コードを収納部に装着して、測定値を確認しながらの測定が可能です。

♪
注記

・測定コードがオープン状態では”OL”を表示します。
・測定コードをショートしても、表示がゼロにならない場合がありますが、これは測定コードの抵抗によるもので、不良ではありません。
また、高抵抗測定時や容量成分がある場合は測定値が変動することがあります。

証書

共立製品をお買い上げいただきありがとうございます。保証期間内に正常なご使用状態で万一故障が生じた場合は、保証規定により無償修理をさせていただきます。本書を添付の上ご依頼ください。

お名前
〒
ご住所
測定コードが溝にしっかり入っていること(5) 測定コードが溝にしっかり入っていることを確認してからケースを取り付け、ネジを締めてください。
(6) ハードケースに収納します。

①②TEL◎本保証書に製造番号、ご購入日、およびお名前、ご連絡先をご記入の上、大切に保管してください。
◎本保証書の再発行はいたしません。
◎本保証書は日本国内でのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

保証規定

コードを通すくぼみ①測定コードをくぼみに入れ、本体をハードケースに入れます。
②ハードケースカバーを本体と水平にして、そのままスライドさせます。

アフターサービス
LCD 上に”“表示60Ω以下でブザーオン

保KEW1019R
製造番号
保証期間 ご購入日（    年   月   日）より１年間

ケース

2.3±0.1V 以下で   LCD 上に“” 表示●オートパワーセーブ機能
スイッチ/キー操作後約 15 分でスリープ状態になります。
スリープ状態になる 1 分前にブザーが 5 回鳴り、直前に 1 回鳴ります。

お客様相談室9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00※折り返しお電話させていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。
※フリーコールをご利用いただけない場合は、最寄りの弊社営業所へおかけください。

②

本体を押し上げる穴

注記±3.5 %rdg±5dgt±3.5 %rdg±5dgt

修理・校正を依頼される場合は事前に電池の消耗、ヒューズや測定コードの断線を確認してから輸送中に損傷しないように十分梱包した上で弊社サービスセンターまでお送りください。

                  RELΔキーを押すと LCDに”Δ”を表示

・60V レンジから 600V レンジに切り替わる際に警告音が鳴ります。
・DCV 測定において、測定コードを逆接続すると、LCD 上に” － “が表示されます。
・測定コードがオープン状態の場合でも数値が表示されます。また測定コードをショートしても、表示が 0 にならず数カウント表示されることがありますが、いずれも測定する上で問題ありません。

確度±3.5 %rdg±50dgt±3.5 %rdg±10dgt%rdg±50dgt±3.5±3.5 %rdg±10dgt（土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く）

注意

赤(+)

注記

表示範囲
0.000-6.299nF
0.000-6.299nF
5.70-62.99nF
5.70-62.99nF
57.0-629.9nF
57.0-629.9nF
0.570-6.299µF
0.570-6.299µF
5.70-62.99µF
5.70-62.99µF
57.0-629.9µF±4.5 %rdg±5dgt
600µF
57.0-629.9µF±4.5 %rdg±5dgt
確度保証範囲：0.000nF-600.0μF
確度保証範囲：0.000nF-600.0μF
入力保護電圧：AC/DC600V 10 秒間
入力保護電圧：AC/DC600V 10 秒間●動作方式：⊿Σ方式●動作方式：⊿Σ方式●入力オーバー表示：OL●入力オーバー表示：OL●測定周期：毎秒
2.5 回
2.5 回
●測定周期：毎秒     (ただし、容量は600µF レンジで最大約 0.2 回)      (ただし、容量は 600µF レンジで最大約 0.2 回)●適応規格：●適応規格：IEC 61010-1 /61010-031 /61010-2-033 : CAT III 300V CAT II 600V
汚染度
2、屋内使用、高度2000m 以下 : CAT III 300V CAT II 600V
IEC 61010-1/61010-031 /61010-2-033
汚染度
2、屋内使用、高度2000m以下
 IEC61326(EMC) , EN 50581(RoHS)●環境規格
欧州 RoHS●耐電圧：AC3470Vrms
550581
秒間 (RoHS)
電気回路と外装間
 IEC 61326： (EMC), EN指令適合●耐電圧：AC3470Vrms
5 秒間 電気回路と外装間●絶縁抵抗：100MΩ
以上/1000V
電気回路と外装間●絶縁抵抗：100MΩ 以上/1000V
電気回路と外装間●動作温湿度範囲：0～40°C
相対湿度80%以下（結露しないこと）●動作温湿度範囲：0～40°C 相対湿度80%以下（結露しないこと）●保存温湿度範囲：-20～60°C
相対湿度80%以下（結露しないこと）●保存温湿度範囲：-20～60°C 相対湿度 80%以下（結露しないこと）●電源：DC3V,CR2032×1●電源：DC3V,CR2032×1●消費電流：2mA 以下●消費電流： 2mA 以下●連続使用時間：約120 時間（ACV、連続、無負荷、CR2032）●連続使用時間：約 120 時間（ACV、連続、無負荷、CR2032）●外形寸法、質量：●外形寸法、質量：126(L)×85(W)×18(D)mm、約 135g（ハードケース,電池含）
126(L)×85(W)×18(D)mm、約135g（ハードケース,電池含）●付属品：取扱説明書：1冊、ハードケース(M-9188)：1個●付属品：取扱説明書：1冊、ハードケース(M-9188)：1
コイン形リチウム電池(CR2032/ 3V)：1 個 個
コイン形リチウム電池(CR2032 / 3V)：1 個●電池の極性を間違えないよう、ケース内または基板のマークに合わせて入れてください。

①確度(正弦波)±1.3 %rdg±5dgt(50/60Hz)±1.3%rdg±5dgt%rdg±5dgt(45-500Hz)(50/60Hz)±1.7±1.7±1.6%rdg±5dgt%rdg±5dgt(45-500Hz)(50/60Hz)±1.6%rdg±5dgt%rdg±5dgt(45-500Hz)(50/60Hz)±2.0±2.0 %rdg±5dgt (45-500Hz)

確度保証範囲：0.010V-600.0V
確度保証範囲：0.010V-600.0V
6V
レンジゼロ補正あり
6V レンジゼロ補正あり
CF=3以下(50/60Hz)、ただし正弦波以外の波形に対してCF=3%rdg±5dgt以下(50/60Hz)、ただし正弦波以外の波形に対して±0.5を加算、900Vpeak 以下±0.5 %rdg±5dgt を加算、900Vpeak 以下
直流電圧（DCV））      (オートレンジ)
直レンジ
流流電圧圧（DCV））       確度
(オートレンジ)
表示範囲(1) ファンクションスイッチを“OFF”にします。
(2) ハードケースを取り外します。

黒(-)

0.000,表示範囲
0.006-6.299V
0.000,0.006-6.299V
5.70-62.99V
5.70-62.99V
57.0-629.9V
57.0-629.9V

共立電気計器●本製品の CAT および定格電圧 600V を超える場所では絶対に使用しないでください。
●測定の際は、指先等が測定コードの保護用フィンガガードを超える事のないようにしてください。

DCV

レンジ
6V
6V
60V
60V
600V
600V

ご使用に関するお問い合わせは

警告

ACV

交流電圧（ACV））      (オートレンジ)
交レンジ
流流電圧圧（ACV））      確度(正弦波)(オートレンジ)
表示範囲

7. 電池の交換について危険(1) ファンクションスイッチを ACV または DCV の位置にセットしてください。
(2) 下図のように被測定回路に接続してください。

温度 23 ± 5°C、 湿度 45 - 75%●修理・校正を依頼されるにはお買い上げいただいた販売店または弊社サービスセンター修理グループにお送りください。
●製品のご使用に関するお問い合わせは弊社お客様相談室にご連絡ください。
●校正周期について本製品を正しくご使用いただくため、定期的（推奨校正周期１年）に校正することをおすすめいたします。
●補修用部品の保有期間
本製品の機能・性能を維持するために必要な補修部品を製造打ち切り後、５年間を目安に保有しています。

保証期間内に生じました故障は無償で修理いたします。
但し下記事項に該当する場合は対象から除外させていただきます。
1.取扱説明書と異なる不適切な取扱い、または使用方法が原因で発生した故障。
2.お買い上げ後の持ち運びや輸送の間に、落下させるなど異常な衝撃が加わって生じた故障。
3.弊社サービス担当者以外による改造、修理が原因で生じた故障。
4.火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因で生じた故障。
5.傷など外観上の変化。
6.その他弊社の責任と見なされない故障。
7.電池など消耗品の交換、補充。
8.保証書のご提出がない場合。

7-18
6-2292-2188D92-2188E