TESTER INSULASI/KONTINUITAS DIGITAL

KEW 3551 / 3552 / 3552BT

6 rentang Tester resistansi insulasi
Terlindungi sepenuhnya darikoneksi yang tidak disengaja ke sirkuit live!

Indikator status insulasi
memungkinkan penilaian
Pass/Fail lebih cepat
Tinggi(Pass)

Rendah(Fail) Kecepatan pengukuran kelas tercepat di dunia (0,5 dtk.)
 6 rentang tersedia untuk uji resistansi

insulasi (50/100/125/250/500/1000 V)

Mudah untuk mengenali resistansi rendah atautinggi oleh warna lampu latar belakang LCD.
Memungkinkan untuk menetapkan nilaireferensi yang berbeda untuk masing-masing
resistansi insulasi. (3552 / 3552BT)

 Pengukuran insulasi hingga 40GΩ
 Uji Insulasi Diagnostik: PI, DAR

Model standar
Dengan fungsi memori
Dengan memori dan
fungsi komunikasi Bluetooth®

KEW 3551

KEW 3552

KEW 3552BT

Dengan menggunakan Aplikasi kami,
pengukuran dapat dilakukan dan
disimpan secara otomatis, sehingga
mengurangi kebutuhan untuk membuat
catatan di lapangan. (3552BT saja)*Hubungi kami dengan pertanyaan tentang pembelian 3552BT

Lampu LED & Lampu latar belakang tampilan

Uji Insulasi Diagnostik

Memfasilitasi bekerja
di lokasi yangpenerangannya remangremang.
Sensor pencahayaan
menghidupkan/mematikan
lampu latar belakang LCD
dan lampu sorot LED.

PIPolarization Index

PI=
PI
Kriteria

DAR

Fungsi transfer memori/data

Nilai resistansi insulasi 1 menit setelah dimulai

4,0 atau lebih 4,0 hingga 2,0 2,0 hingga 1,0 1,0 atau kurang
Paling baikBaik
Peringatan
Buruk

Dielectric Absorption Ratio

DAR=DAR
Kriteria(tersedia di KEW3552/3552BT)

Nilai resistansi insulasi 10 menit setelah mulai.

Memori internal hingga 1000 pengukuran
dapat ditransfer ke PC oleh adaptor
opsional 8212-USB.

Nilai resistansi insulasi 1 menit setelah dimulai
Nilai resistansi insulasi 15 dtk. setelah dimulai
1,4 atau lebih
Paling baik

1,25 hingga 1,0Baik

1,0 atau kurang
Buruk

Menyediakan keserbagunaan maksimum dengan fungsi berikut.
 Pengukuran resistansi insulasi (6 rentang) Pengukuran tegangan AC/DC Pengujian kontinuitas @200mA, Resistansi rendahKomunikasi Bluetooth®
(KEW 3552BT)

Transfer data terukur
langsung ke tablet atau
perangkat ponsel pintar
yang kompatibel.
Hemat waktu - mudah
untuk membuat laporan.

Tersedia di situs pengunduhan gratis.

Model yang tepat untuk memenuhi kebutuhan Anda

*Hubungi kami dengan pertanyaan tentang pembelian 3552BT

Model

 Spesifikasi KEW 3551 / 3552 / 3552BT
Resistansi insulasi

Tegangan uji

Rentang pengukuran(Rentang otomatis)
Nilai skala menengah

50V

KEW 3551

100V

125V

250V

500V

1000V

10MΩ

100MΩ

200MΩ

4,000/40,00/ 4,000/40,00/
4,000/40,00/ 4,000/40,00/ 4,000/40,00/ 4,000/40,00/
400,0/2000MΩ 400,0/4000MΩ
400,0/500,0MΩ
100,0MΩ
200,0MΩ
250,0MΩ/40GΩ*1/20GΩ* 12MΩ

5MΩ

6 rentang
PCBluetooth®
resistansi Memori
komunikasi
insulasi

KEW 3552

KEW 3552BT













 Aksesori

Rentang pengukuran efektif pertama 0,100 hingga 10,00MΩ 0,100 hingga 20,00MΩ 0,100 hingga 25,00MΩ 0,100 hingga 50,0MΩ 0,100 hingga 500MΩ 0,100 hingga 1000MΩ
AkurasiRentang pengukuran efektif keduaAkurasi
Arus terukur±2%rdg±2dgt

0,050 hingga 0,099MΩ

10,01 hingga 100,0MΩ 20,01 hingga 200,0MΩ 25,01 hingga 250,0MΩ 50,1 hingga 500MΩ 501 hingga 2000MΩ 1001 hingga 4000MΩ

±5%rdg1,0 hingga 1,1mA@0,05MΩ@0,1MΩ

Arus hubungan pendek keluaran 1,5mA maks

Ω/Kontinuitas*³

Rentang resistansi

40,00/400,0/4000Ω

Tegangan rangkaian terbuka

5V (4 hingga 6,9V)

Akurasi

Arus pengukuran

Tegangan

Umum

Rentang
AkurasiStandar yang berlaku
Antarmuka komunikasi
Dimensi/Bobot
Sumber dayaAksesori
Aksesori opsional@0,125MΩ

@0,25MΩ@0,5MΩ

@1MΩ

7260
Uji timbal dengansakelar remote kontrol

7261A
Uji timbal dengan
klip buaya

9121
Tali bahu±2,5%rdg±8dgt

9173
Casing pembawa

200mA atau lebih

AC 2,0 hingga 600V (45 hingga 65Hz) DC -2,0 hingga -600V +2,0 hingga +600V

8017A
Produk ekstensi panjang Aksesori Opsional±1%rdg±4dgt

IEC 61010 CAT Ⅲ 600V / CAT Ⅳ 300V
IEC 61010-2-034, IEC 61557-1,2,4, IEC 61326-1,2-2, IEC 60529(IP40)

8016
7243A
Perangkat pemeriksaan Prod jenis kait
berbentuk L(1,650mm)

USB*¹, Bluetooth® *²97(P)x156(L)x46(T)mm/Sekitar 490g (termasuk baterai)
LR6/R6(AA)(1,5V) x 4

7260 (Uji timbal dengan sakelar remote kontrol), 7261A (Uji timbal dengan klip buaya),
8017A (Produk ekstensi panjang), 9173 (Casing pembawa), 9121 (Tali bahu), LR6(AA)x4, Panduan petunjuk

7243A (Perangkat pemeriksaan berbentuk L), 8016 (Prod jenis kait),
8212-USB (Adaptor USB dengan "KEW Report(Perangkat lunak)")*¹, 9186A (Casing pembawa), 9187 (Casing kabel)*1 3552/3552BT saja *2 3552BT saja, Bluetooth® adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar Bluetooth SIG, Inc.
*3 Rentang resistansi rendah dilindungi oleh sekring internal (0,5 A/1000 V, Dia. 6,3 x 32 mm)

Peringatan
Keamanan:

9186A
Casing pembawa

8212-USB
Adaptor USB
dengan "KEWReport(Perangkatlunak)"

9187
Casing kabel

Silakan baca "Peringatan Keamanan" dalam panduan petunjuk yang disertakan bersama instrumen dengan cermat
dan sepenuhnya untuk penggunaan yang benar. Kegagalan mematuhi aturan keselamatan ini dapat menyebabkan
kebakaran, masalah, sengatan listrik, dll. Oleh karena itu, pastikan untuk mengoperasikan instrumen dengan catu dayayang benar dan pengukuran tegangan yang ditandai di setiap instrumen.

Untuk pertanyaan atau pemesanan:

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152

Brosur ini diproduksi pada bulan Januari 2024. Isi brosur ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

LC_3551_3552_3552BT_2_1_Jan24_AD_id