SPECIFICATIONS

高速サンプリング型デジタル指示計
MODEL
§１．概

2016.1.20 作成 (Rev.1)

ＤＬＳ－５０３７

RoHS Compliant

要

本器は充填・油圧・トルクなどの高速な制御を必要とするシステムに最適な、ひずみゲージ式トランスデューサ専用の高速サンプリング型デジタル指示計である。
2,000回/秒のサンプリングとスイッチ操作で12通りの設定が可能なアナログフィルタにより、入力信号に最適な応答特性に容易に変更可能である。
重量値換算機能により計量値を他の単位に換算することができ、計量値が何パーセントに相当するかや、重さを量りながら力(ニュートン)を表示したり、個数を表示することができる。
使用電源はAC100～240V(標準仕様)の他、DC24V(オプション仕様)にも対応している。

§２．仕様

２－１．A/D変換部1). 入力感度

0.5μV/D以上 (D:最小目)
1.0mV/V入力時表示分解能：最大1/10,000 (EXC=5V時)

2). 非直線性±0.03％FS±1カウント

3). 温度特性 零点±0.005％FS/℃typ (入力感度:1.0mV/Vに於いて)

感度±0.005％Reading/℃typ4). 周波数特性(アナログフィルタ) 約2Hz～4kHz(-3dB)間に於いて任意の12点を選択可能-12dB/oct.ローパスフィルタ(出荷時:約2Hz)
5). トランスデューサ電源(EXC)

5Vまたは2.5V±5％,60mA (出荷時:5V)
350Ω型センサ4台接続可能。リモートセンシング機能付き

6). A/Dサンプリング周期

約0.5ms. (2,000回／秒)

２－２．表示部1). 計量値表示
表示素子

LED 7セグメント5桁、橙色、文字高さ10mm

表示範囲±９９９９９ (ゼロサプレス表示。小数点は任意桁に設定可)

オーバー表示

全桁点滅

単kg

位

その他は付属単位シール貼り付けによる

種類：kg, g, t, N, kN, N･m, kN･m, kPa, MPa, mm, %表示更新

1, 2, 5, 10, 20, 50回/秒より選択 (出荷時20回/秒=0.05s)

表示素子

LED 7セグメント9桁、橙色、文字高さ8mm

表示内容

DISPキー操作により表示内容を選択可能

2). サブ表示

風袋値、プリセット風袋値、積算目標、積算値、積算回数、ホールド値、ピーク値、ボトム値、P-P値、換算値(バーグラフ／パーセント値／重量換算値より選択)

東洋測器株式会社

Page

1／11

Spec No.

ＴＡ４-００１９０Ｄ

1△

SPECIFICATIONS
3). 動作表示
表示素子

丸形LED、赤色、11個角形LED、赤色・緑色・黄色、各1個 (LO/GO/HI用)

表示内容

ST(安定), CZ(センターゼロ), GROSS(総量表示), AZ(オートゼロ), PT(プリセット風袋引), HOLD(各ホールド動作),*(選択機能動作), SP1(Set Point 1), SP2, SP3, SP4, LO/GO/HI

２－３．零点・感度調整
1). 零点調整-3～3mV/Vの入力信号範囲

2). 感度調整-3.3mV/V～3.3mV/Vのスパン量任意の5点によるリニア補正機能付。
※.初期風袋値(ゼロ点入力値)と最大計量値(スパン量)の合計が±3.5mV/Vを超えないこと

3). 校正方法

実荷重校正または等価入力校正(EXC=2.5V時は実加重校正のみ)

２－４．Ｉ／Ｏ部1). 操作スイッチ

9キイ2). 外部指令入力

6点 (6bit 1コモン)①適合入力信号無電圧接点またはオープンコレクタ(Ic=10mA以上が流せ、耐圧が20V以上の素子)②入力方式

0.2sワンショットメーク信号または継続メーク信号(短絡時ON)③信号名称

下記より6点を選択可能*印の信号が出荷時a).オートゼロ (AZ)

(ﾜﾝｼｮｯﾄ)b).ｵｰﾄｾﾞﾛﾘｾｯﾄ (AZ.R)(c).NET/GROSS(継続)d).ホールド( 〃 )e).表示切換(DISP)(ﾜﾝｼｮｯﾄ)f).ゼロ点補正(〃)g).ゼロ点解除(〃)h).積算(〃) * 積算値に正味量を加算i).積算キャンセル(〃)j).積算値リセット(〃) * 積算値をクリア

k).コンパレータ解除(〃)

コンパレータ出力解除(ホールドモード時に有効)l).プリント(〃)

シリアルデータを出力3). 制御用出力①出力信号〃* 風袋引き) * 風袋引値クリア

割り当て

メーク中総量表示* ﾎｰﾙﾄﾞ/ﾋﾟｰｸ/ﾎﾞﾄﾑ/P-P機能が同時動作
サブ表示切り換え* 総量のゼロ点補正
ゼロ点補正値をクリア
積算取消

6点(6bit 1コモン)
オープンコレクタ負論理出力 (6bit共通エミッタ)
フォトカプラ絶縁、NPNトランジスタ (信号出力時、C～E間ON)②定格出力

DC 30V, 50mA(抵抗負荷)、出力飽和電圧：1.2V以下③信号名称

下記より6点を選択可能 (出荷時割り当ては§4端子配列参照)
正味量の上下限比較／総量の上下限比較／ピーク値の上下限比
較／ボトム値の上下限比較／ピークtoピークの上下限比較／積算値の上下限比較／表示安定／ゼロ付近／総量表示／風袋引中／ホールド中／積算中

東洋測器株式会社

Page

2／11

Spec No.

ＴＡ４-００１９０Ｄ

1△

SPECIFICATIONS4). カレントループシリアル出力①インターフェイス規格

カレントループシリアル(弊社外部機器接続専用I/F)②接続可能機器

ED-3020,3021(外部大型表示器)、EP-3030(プリンタ)等

２－５．オプション

1△1). OP-1：4～20mAアナログ出力①出力信号

データ更新2,000回/秒のD/A出力
4～20mA/0～FS (負荷抵抗：0～510Ω)②出力可能範囲

3.2mA～20.8mA (出力保証範囲)③分解能

表示分解能に連動 (但し最大1/10,000)④非直線性±0.1％FS(表示値に対して)⑤温度特性

ゼロ点･感度共±0.01％FS/℃2). OP-2：±10Vアナログ出力①出力信号

データ更新2,000回/秒の両極性D/A出力
0～±10V/0～FS(負荷抵抗：5kΩ以上)②分解能

表示分解能に連動 (但し最大1/10,000)③非直線性±0.1％FS(表示値に対して)④温度特性

零点･感度共±0.01％FS/℃

3). OP-3：RS-232C
4). OP-7：RS-485①インターフェイス規格

RS-232C/RS-485規格準拠 (RS-485は4線接続)②伝送速度

2400，4800，9600、19200, 38400bps③伝送プロトコル

半二重・調歩同期(非同期)④伝送フォーマット

ﾃﾞｰﾀﾋﾞｯﾄ:7/8bit, ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ:1/2bit
ﾊﾟﾘﾃｨ:NON/EVEN/ODD, ﾃﾞｰﾀ:ASCIIコード

5). OP-6：BCD出力①インターフェイス規格

オープンコレクタ出力 (28bit共通エミッタ)
フォトカプラ絶縁、NPNトランジスタ②定格出力

DC 30V, 30mA(抵抗負荷)、出力飽和電圧:0.6V以下③更新周期

表示更新周期に連動 (但し20回/秒以内の設定とする)④出力データ

28bit(6桁BCD信号,POL,ST,OVER,STROBE)⑤出力論理

負論理/正論理 (BCD,POL,ST,OVER,STROBE、各々選択可)

２－６．各機能仕様1). プリセット風袋引き機能 (PT)
キイ操作またはシリアルコマンドによりプリセット風袋値を設定する事で、計量値から常に風袋値を減算した値を表示する。
2). ネット演算(固定正味量)機能 (プリセット風袋引き機能と何れかを選択)
キイ操作またはシリアルコマンドにより正味量を設定する事で、[AZ]キイ操作を行うと計量値から設定した正味量を減算した値を風袋値とし、正味量を表示する。
3). ゼロ付近機能 (NZ)
正味量がキイ操作により設定した表示値以内になった場合、計量動作が終了したと判断し、NZ(ゼロ付近)信号を出力する。NZ信号は、積算機能、コンパレータ出力解除などに利用される。

東洋測器株式会社

Page

3／11Spec No.

ＴＡ４-００１９０Ｄ

1△

SPECIFICATIONS
4). デジタルフィルタ機能 (DF)振動などによる重量値への影響を緩和する。設定値に応じてフィルタの強さが変わる。
5). モーションディテクト(MD:変動検出)機能付き移動平均機能キイ操作により設定された回数の計量値の移動平均演算を行う。
変動検出を有効とした場合は、計量値の差が変動幅設定値を超えている間は移動平均演算を行わず応答を早くする事が可能。(出荷時設定は変動検出無効)6). 表示安定判定機能 (ST)
キイ操作により設定した表示変化幅以下の状態が設定時間の間継続した場合、表示が安定していると判断し、ST(安定)LEDを点灯する。
7). ゼロトラッキング機能 (ZT)
キイ操作により設定したZT幅以下の状態がZT時間の間継続した場合、零点ドリフトと判断し、その時の総重量値を零にする。(本機能の補正値は電源投入時にクリア)
8). 最大表示設定
キイ操作により、計量値の最大表示を設定可能。
ロードセルの定格容量を設定すると過荷重状態を知ることができる。
計量値が最大表示を超えると、表示が点滅し風袋引操作ができなくなる。
9). キャルロック機能
誤操作による感度設定変更を防ぐため、キイ操作により感度(スパン)設定のみ変更操作を禁止する事が可能。(ロック中でもゼロ点の再校正は可能)
10). キーロック機能
誤操作による設定変更を防ぐため、キー操作のロックが可能。
本器動作中時に[ESC]キーを2秒間押し続けるとキーロック状態となる。
キーロック中に何れかのキーを押した場合、｢LOCK｣を約0.5秒間表示し、キー操作を無視する。
なお[ESC]キーをそのまま2秒間押し続ける事でロック解除となる。
11). ホールド[HOLD]キイ操作または外部指令入力により計量値をホールドする。
ホールド動作は、サンプルホールド／ピークホールド／ボトムホールドの3種類とも行ない、ピークtoピーク値も求める。ホールド値は[DISP]キイ操作によりサブ表示に表示する。
12). サブ表示[DISP]キイ操作により表示する項目を選択する。
① OFFサブ表示消灯② 風袋値表示(tr)[AZ]キイ操作により入力された風袋値を表示。

③ プリセット風袋値表示(Pt)

キイ操作により入力された風袋値を表示。
キイの長押により設定値変更可。

⑤ 積算目標表示 (T)キイ操作により入力された目標値と積算値の差を表示。
キイの長押により設定値変更可。

④ 積算値表示 (t)[*]キイ操作または外部指令により積算値を表示。
8桁を超えると点滅。

⑤ 積算回数 (n)[*]キイ操作または外部指令により積算回数を表示。
6桁を超えると点滅。

⑥ 表示ホールド (S-H)[HOLD]キイ操作または外部指令入力時の計量値をホールド。
ホールド動作中[HOLD]LEDが点灯。(主表示の計量値は変化する)⑦ ピークホールド (P-H)[HOLD]キイ操作または外部指令により動作中の最大値を表示。

⑧ ボトムホールド (b-H)[HOLD]キイ操作または外部指令により動作中の最小値を表示。

⑨ ピークtoピーク (P-P)[HOLD]キイ操作または外部指令入力により動作中の“最大値－

東洋測器株式会社

Page

4／11

Spec No.

ＴＡ４-００１９０Ｄ

1△

SPECIFICATIONS最小値”を表示。
⑩ 重量換算表示
下記より1項目を選択(設定変更はキイの長押による)

a). バーグラフ表示 (LvL)
100％となる値の設定により、10段階のバーグラフで表示する。
b). パーセント表示 (Pct)100％となる値の設定により、計量値が何％に相当するかを小数点以下1桁で表示する。
c). 重量値換算表示 (Cv)
換算値 ＝ 計量値 ÷ 変換係数
キイ操作により変換係数と変換結果の小数点位置を設定しておき、計量値が幾つに相当するかを表示する。
例1）計量値がkg表示の時、変換係数0.10197を設定しN(ニュートン)値に換算。
例2）変換係数に1個当りの重さを設定し個数。
13). リミットコンパレータ機能 (SP1～4)
比較対象データ

正味量、総量、ピーク値、ボトム値、ピークtoピーク値、積算値および積算回数より選択

比較モード

①上限動作

定量設定値－落差設定値≦計量値

②下限動作
比較動作

計量値≦定量設定値＋落差設定値
サンプリング(0.5ms = 2,000回/秒)毎に行う。

ホールド機能機能選択により可能。一旦ONになると出力はホールドされる。
解除はOFFとなる入力状態で外部ホールドリセット信号の入力による。(出荷時設定は、ノンホールドモード)

設定方法

キイ操作またはシリアルコマンドによる。

14). ウィンドコンパレータ機能 (LO/GO/HI)
比較対象データ

リミットコンパレータと同様

比較モード
比較動作

基準値、下限範囲、上限範囲設定によりLO/GO/HI判定
サンプリング(0.5ms = 2,000回/秒)毎に行う。

設定方法

キイ操作またはシリアルコマンドによる。

15). アナログ出力スケーリング機能
スケーリング設定

キイ操作によりアナログ出力のゼロ点(4mAまたは0V)およびFS(20mAまたは10V)に対応する表示値の設定が可能。

16). シリアル、ストリーム出力

RS-232C(OP-3)またはRS-485(OP-7)

出力データ

正味量・総量・積算値(下6桁)・積算回数または表示値(出荷時設定は正味量)

出力タイミング

表示同期または連続 (通信速度により出力回数に制限有り)

データフォーマット

ASCIIコード
ターミネータLSB

CR<0DH>，LF<0AH>
MSB

STOP：2bit
PARITY：NON/EVEN/ODD
DATA：7/8bit
START：1bit

東洋測器株式会社

Page

5／11

Spec No.

ＴＡ４-００１９０Ｄ1△

SPECIFICATIONS
英字は大文字で送信

CR=0DH, LF=0AH

1 2 3 4 5 6
小数点付
Ｗ Ｔ ， ± １ ２
小数点無し Ｗ Ｔ ， ± ０ １
オーバー時 Ｏ Ｌ ， ± ９ ９17). シリアル、コマンドモード

7 8 9 10３ ． ４ ５２ ３ ４ ５９ ． ９ ９

11CR
CR
CR

12LF
LF
LF

RS-232C(OP-3)またはRS-485(OP-7)

RS-232Cは1:1通信、RS-485では4線式接続により1:1通信のほか1台のホストに本器10台迄のネットワーク接続が可能で、ホストからのコントロールによりデータ出力や各機能の設定変更が行える。
RS-485にて1:n通信を行う場合は、コマンドに器機毎のID識別番号(L01～L99)を付加する。ホストからのデータ出力要求・設定変更何れの場合も本器側の出力は該当ID番号の器機のみが応答し、他の器機はハイインピーダンス状態となっており、器機同士の出力衝突は発生しない。
① 動作指令またはデータ要求コマンド書式
3 文字＋<CR><LF>② 設定値変更およびデータ要求に対する応答書式
例：

ＰＴＲ，＋１２３．４５<CR><LF>
PTR:3 文字コマンド，:デリミタ “,”<2CH>＋:極性######:小数点付 5 桁数値(123.45),小数点無しは最上位が 0“+”<2BH>または“-”<2CH>[6 文字]

小数点付 8 桁数値(123456.78),小数点無しは最上位が 0 [9 文字]③ エラー時の応答書式
ＥＲＲ－ｍｍ<CR><LF>

ｍｍは 2 桁数値(エラーコード番号)

・通信コマンドおよび応答コマンド

応答(←はｺﾏﾝﾄﾞと同一)

数値
桁数

ZRO
ZRC
DAZ
AZR
NET
GRS
NTQ
GSQ
REQ
PTR,+######
PTR
RLY
STA
SPn,+#########SPn
HYS,+######
HYS
SGO,+#########GOQSLO,+######LOQ
SHI,+######
HIQ

←←←
←
←
←
NET,+######
GRS,+######
WT,+######←
PTR,+######
RLY,+######
STA,_######←
SPn,+#########←
HYS,+######←
SGO,+#########←
SLO,+######←
SHI,+######

66666

東洋測器株式会社

66/99666/9
96666

Page

機能

備考

総重量ゼロ補正
総重量ゼロ補正値クリア
風袋引き指令(AZ)
風袋値クリア(AZR)
正味量(NET)表示切替総量(GROSS)表示切替
正味量出力
総量(GROSS)出力
データ出力要求
プリセット風袋値設定
プリセット風袋値出力
外部出力状態出力要求
表示状態出力要求
SPn定量値設定〃 出力
ヒステリシス値設定〃値出力

TREでも同じ動作
TRC〃

オーバー時は数値が全桁9〃
正味量/総量を選択

上位桁より出力1～6に対応
下4桁にST,CZ,NZ,ZTの順
n=1～4〃

ｳｨﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟﾚｰﾀ定量値設定〃定量値出力ｳｨﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟﾚｰﾀ上限偏差値設定〃上限偏差値出力

ｳｨﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟﾚｰﾀ下限偏差値設定〃6／11

下限偏差値出力Spec No.

ＴＡ４-００１９０Ｄ

1△

SPECIFICATIONS
ADD
TTC
TTL
TTN

←
←
TTL,+#########
TTN,+######

96

積算値への加算
積算値クリア
積算値出力要求
積算回数出力要求・エラー応答応答
ERR-01
ERR-02
ERR-05

内容
メモリ異常 または 書き込み失敗
実行不能
書式異常

備考
指令は無効〃〃

・通信に関する補足事項① 各コマンドの最後にはターミネータ<CR><LF>を付ける② ホストからのコマンド 1 回に対する本器側 1 台からの応答をもって 1 回の交信とする。
なおホストと本器の通信は半二重交信とし、本器側 1 台より応答が完了するまでは次のコマンド入力は行わない事。
③ データ出力を要求しないコマンドの応答は、受信したデータをそのまま返信する④ 本器の出力は待機時ハイインピーダンス状態で、応答時のみローインピーダンス状態とする。最終文字列出力後は直ちにハイインピーダンス状態となる。
⑤ 本器側はコマンド受信完了後 2ms 以内に応答を開始するので、ホスト側はコマンド送信後、直ちに受信可能な状態で有る事とする。
⑥ RLY および STA コマンドは 0(OFF)または 1(ON)の数値で応答する⑦ RS-485 の機器番号指定は、各コマンドの始めに“Lnn,”(nn は機器番号:01～99)を付ける
例：“L01,REQ<CR><LF>”････ID1 へのデータ要求と応答18). BCD出力
インターフェイス規格

オープンコレクタ出力

更新周期

表示更新周期に連動 (但し20回/秒以内の設定とする)

出力データ

28bit(6桁BCD信号,POL,ST,OVER,STROBE)STROBEパルス幅

データ交信周期の約40%

動作タイミング (更新周期50ms(20回/秒)の場合の例)
データ出力

ﾃﾞｰﾀ

ﾃﾞｰﾀ

ストローブ信号20ms

29ms Max.

19). 等価入力校正機能
実荷重をかけずにキイ設定にて校正を行うことができる。本機能はEXC+5V時に使用可能。
ゼロ点設定-3.0000～3.0000 [mV/V]

スパン設定 (最大5点)-3.3000～3.3000 [mV/V]

スパン重量設定-99999～99999

校正精度±0.2%FS (スパン量1mV/Vかつ同一ケーブル長の条件に於いて)

２－７．総合1). 停電対策(ﾒﾓﾘ内容のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ)

各設定データは不揮発性ﾒﾓﾘに書き込み。

2). 電

AC85～264V、50/60Hz、20VA：標準仕様

源

東洋測器株式会社

DC20～27V、0.5A：オプション

Page

ＴＡ４-００１９０Ｄ

7／11Spec No.

1△

SPECIFICATIONS
3). 使用温度･湿度範囲-10～＋40℃、20～85％ R.H. (結露無き事)

4). 取り付け方法

パネルマウント型5). 質

約1kg量§３．型式一覧、附属品
３－１．型 式
オプション装着は、弊社工場に於いてのみ可能。(工場出荷時オプション)また、1もしくは2のどち
1△

らかと、3または6,7の何れか1点を組み合わせることも可能。
ＤＬＳ－５０３７－１－ＤＣ
電圧仕様

無記入：AC100～240V(標準仕様)
ＤＣ

オプション：DC24V(オプション)

無記入：オプション無し
１：電流出力(4～20mA)
２：電圧出力(±10V出力)
３：RS-232C
６：BCD出力 (オープンコレクタ出力)
７：4線式RS-485

製品型式

デジタル指示計5037シリーズ

３－２．附属品1). 取扱説明書

1部2). 単位シール

1枚3). 端子台カバー2組§４．端子配列1). 本体端子台① 上段7.62mmピッチ圧着端子用端子台No.
1234567EXC+SEN+SENEXCSIG+SIGSHL

接 続 信 号
ロードセル印加電圧 (＋)
リモートセンシング入力 (＋)
リモートセンシング入力 (－)
ロードセル印加電圧 (－)
ロードセル信号入力 (＋)
ロードセル信号入力 (－)
ロードセルシールド

適合圧着端子：幅6mm迄のM3用圧着端子② 下段7.62mmピッチ圧着端子用端子台
No.
8910A-OUT+
A-OUTS-OUT

接 続 信 号
アナログ出力アナログ出力GND
カレントループ出力(無極性)

東洋測器株式会社

Page

8／11Spec No.

ＴＡ４-００１９０Ｄ

1△

SPECIFICATIONS
11121314S-OUT
E
AC(L)
AC(N)

接地

※.DC電源仕様(オプション)
13DC(＋) 電源(DC+24V)
14DC(－) 電源(DC0V)

電源(AC100～240V)

適合圧着端子：幅6mm迄のM3用圧着端子③ 下段FCNコネクタ
接続信号外部指令入力 1(オートゼロ)
外部指令入力 3(ホールド)
外部指令入力 5(積算)外部指令入力COM(SP1)制御用出力1
制御用出力 3(SP2)制御用出力 5(安定)出力共通エミッタ

No.
A1A2A3A4A5A6A7A8No.
B1B2B3B4B5B6B7B8接続信号
外部指令入力 2(ｵｰﾄｾﾞﾛﾘｾｯﾄ)
外部指令入力 4(総量のゼロ補正)
外部指令入力 6(積算値リセット)
外部指令入力COM
制御用出力 2(SP2)制御用出力 4(SP4)制御用出力 6(ゼロ付近)
出力共通エミッタ()内機能は出荷時の割り当て。(ファンクション設定により割り当て変更可能)
適合コネクタ：富士通コンポーネント社製

FCN-361J016 (16pinメス)

2). オプションスロット端子台 (中段オプション端子)① RS-232C:OP-3装着時
No.
123456789

接 続 信 号未接続RXD
受信データ
TXD
送信データ
未接続
GND
信号線グランド
DSR
常にハイレベル
RTS
端子間ショートCTS
未接続

適合コネクタ：D-SUB

9pin(メス)② RS-485:OP-7装着時
No.
1234567

接 続 信 号
SDA
RS-485出力(+)
SDB
RS-485出力(-)
RDA
RS-485入力(+)
RDB
RS-485入力(-)
TERM
5～6間ジャンパにより、終端抵抗120Ωが内部接続される
TERM
SHL
シールド

7.62mmピッチ圧着端子用端子台

東洋測器株式会社

Page

9／11

Spec No.

ＴＡ４-００１９０Ｄ

1△

SPECIFICATIONS③ BCD:OP-6装着時
BCD OUT
信号No.

状態

13141516

A側
1×100
4×100
1×101
4×101
1×102
4×102
1×103
4×103
1×104
4×104
1×105
4×105
OVER

B側
2×100
8×1002×1018×1012×102
8×102
2×103
8×103
2×104
8×104
2×105
8×105
－(極性)

STROBE
安定共通エミッタ
シールド

計量値一の位
計量値十の位
計量値百の位
論 理 切 替可数値

123456789101112接続信号

計量値千の位
計量値万の位
計量値十万の位
計量値オーバー信号
計量値の極性
データ更新完了
計量値安定状態
BCD出力の共通エミッタ
ケーブルシールド

適合コネクタ：富士通コンポーネント社製

FCN-361J032 (32pinメス)

3). 結線上の注意① 各ケーブルのシールドは本器または各接続計器の何れか一方で接地する事。
② ロードセル(トランスデューサ)のケーブル配線色はメーカーによって異なるため、ロードセルに付属の試験成績表等により配線色を確認のこと。

東洋測器株式会社

Page

10／11

Spec No.

ＴＡ４-００１９０Ｄ

1△

SPECIFICATIONS§５．外形寸法ST

CZ GROSS AZPT HOLDDLS-5037

*FUNC

HOLD

AZ
R*DISPSEL
1234
SET POINT

LO

GOHI

AZ

N/G

ESC

TOYO SOKKI§６．機能ブロック図

東洋測器株式会社

Page

11／11

Spec No.

ＴＡ４-００１９０Ｄ

1△