インパルスノイズ試験器
INS-S220 / S420
IJ-AT450（インパルスノイズ試験器用自動CDN）

らく

NEW

インパルスノイズ試験器（半導体リレー方式）

4kV タイプ
ついに登場！

INS-S220 / S420
市場トラブルの問題解決にスイッチングデバイスの接点間の放電、電子モーターから発生するアーク放電などによる立ち上がりの早い高周波ノイズを模擬的に発生し、電子機器の耐性を評価する試験器です。
試験パルスに含まれている周波数成分の幅が広く、また、パルス幅を可変する事でエネルギー量も変化させることができるため、市場でのノイズトラブルに対して再現性の高いノイズ試験が行えます。
● ボタン操作だけでパルス幅等の設定が⾏える為、試験条件設定の時間短縮ができます｡● 試験パルス波形の安定性が向上し、再現性の高い試験ができるようになりました。
● 消耗品数を減らしコスト削減ができます。
● ショートプラグ採用により、コモン／ノーマルモードの切換が容易に設定できます。
● TEST TIME 設定により試験時間の設定が可能となりました。
● 50Ω系終端器を試験器に内蔵し、容易に配線ができます。
● より高速なパルス繰返し周期での試験が可能になりました。
（INS-S220のみ）● アウトレットパネルにより、EUTのACプラグを直接接続できます。
（オプション）● 各種プローブ、カップリング･アダプタなどにより、様々な試験ができます。
（オプション）● 外付けの重畳ユニット（CDN）の追加により、EUT電源容量三相の試験もできます。
（オプション）● 専⽤ソフトウェアを使⽤する事で、様々な試験条件で試験ができます。
（オプション、INS-S420のみ）

特徴

市場トラブルの問題解決

高周波、エネルギー量変化ができる試験パルス
パルス幅が狭い50ns ～ 100ns程度のインパルスは、エネルギーが小さい代わりに短時間での立上がり／立下がりの計2度の過渡変動による電圧変動、および急峻に発生する電磁界での誘導結合による影響を電子回路に与えます。また、パルス幅の広い800ns ～ 1000ns などのインパルスはエネルギー量が大きいため、回路へ大きな電圧変動を与えやすくなります。インパルス試験は国際規格IEC 61000-4-4で定められているファスト・ト
ランジェント／バースト試験に比べ立ち上がり時間が高速なため、1GHｚ近くまでの高い周波数成分を含んでいます。このためEUTに対してノイズを印加した際に、より回路内部に侵入しやすく電子回路に影響を与えやすくなります。なお、インパルスのパルス幅により包含する周波数スペクトラムの成分および強度が異なるため、数種類のパルス幅での試験の実施をおすすめします。
[dB]

各縦軸 Spectrum density [dB]
各横軸 Frequency [MHz]

短時間での2 度の過渡変動で電子回路に影響を与えます

バースト試験の周波数成分は300MHz 程度
インパルス試験の周波数成分は1GHz 近くまで【 50ns パルスイメージ 】[MHz]

大きなエネルギーで回路への大きな電圧変動を与えます

[ｄB]

[ｄB]

[ｄB]

[ｄB]

[MHz]

【 1000ns パルスイメージ 】

50ns

詳細はノイズテクニカルレポート（電源線の高周波ノイズ試験について）
2

100ns

[MHz]

400ns

http://www.noiseken.co.jp/p/46

w w w. n o i s e k e n . c o . j p[MHz]1000nsをご覧ください。

IMPUL S E NOIS E SIMUL ATOR

INS-S220 / S420

再現性の向上誤動作発生率の向上

より定量的な試験ができます

試験にかかる時間を短縮できます（INS-S220 のみ）

従来の水銀リレー方式から半導体リレー方式に変更することで試験パルス波形の安定性が向上し、従来よりも定量的で再現性が高い試験ができます。また、水銀リレー劣化時に発生する出力波形不良も無くなりました。
波形歪み

出力電圧のばらつき
繰返し周期のばらつき

従来品
INS-4020

試験パルスの繰返し周期を従来品より高速化することで、製品の誤動作発生率が向上し、試験時間の短縮が期待できます。
例）繰返し周期を2msとした場合
10ms

従来品
INS-4020

試験パルス
繰返し周期が出力電圧繰返し周期安定！

５倍！

2ms

新製品
INS-S220

出力歪み低減！

新製品
INS-S220INS-4040 の場合16ms

イメージ※ パルス繰返し周期には制限があります。
イメージ

パルス幅設定の簡略化

接続の簡略化

設定にかかる時間を短縮できます接続にかかる時間を短縮できます

従来モデル（INS-4020/4040）のパルス幅設定は、専用の同軸ケーブルを手動で切り替える煩わしさがありましたが、新しいインパルスノイズ試験器INS-S220ではボタン操作で簡単に設 定ができ、設 定時間の短縮と、接続ミスを軽減します。

EUTの接続が簡単なアウトレットパネル方式を採用。
各国のコンセント形状に応じたアウトレットパネル（オプション）を使用することで、供試品を簡単に接続して試験ができます。

複雑なケーブル接続での設定が．．．

ボタン操作で簡単に !!

コストの削減ノイズ対策が容易

消耗品の交換を減らしました

誤動作発生箇所の特定ができます

従来の水銀リレー（消耗品）から半導体リレー方式を採用。
パルス幅設定ケーブルや水銀リレーなどの消耗品が不要となり、交換にかかるコストを削減しました。

電源線、通信線、ハーネス、筐体から基板レベルまで、さまざまなノイズ印加用のオプション品を多数用意していますので、誤動作発生箇所の特定を容易にします。

水銀リレーイメージ

同軸ケーブルイメージ

w w w. n o i s e k e n . c o . j p3

INS-S220 / S420
仕様

モデル名
パルス
設定範囲①パルス
設定範囲②

パルス出力電圧
パルス幅
繰返し周期
パルス出力電圧
パルス幅
繰返し周期

出力電圧
極性
立ち上がり時間
出力インピーダンス
終端抵抗
LINE PHASEVARIABLE
繰返し周期

EXT TRIG
1 SHOT

メモリ容量
試験時間
重畳相切換
重畳モード
被試験装置（EUT）電力容量
外部制御
電源
使用温度／湿度範囲
寸法／質量
高電圧同軸コネクタ
添付品

INS-S220
INS-S420
0.50kV ～ 0.99kV ±10% 0.01kV ステップ
－100ns ～ 1000ns ±10% 50nsステップ
1ms ～ 999 ms ±10% 1ms ステップ
1.00kV ～ 2.00 kV ±10% 0.01kV ステップ
0.50kV ～ 4.00kV ±10% 0.01kV ステップ
50ns ～ 1000 ns ±10% 50nsステップ
50ns ±15%、100ns ～ 1000ns ±10% 50nsステップ
10ms ～ 999 ms ±10% 1ms ステップ
0.5 ～ 2.00kV±10％ （10Vステップ）
0.5 ～ 4.00kV±10％ （10Vステップ）
正／負3ns以下50Ω
50Ω
50Hz/60Hz 注入位相角０～ 360° ±10°（1°ステップ） 重畳電源のL–N に同期
1ms ～ 999ms ±10%（パルス設定範囲 ①）
10 ms ～ 999ms ±10%
10 ms ～ 999ms ±10%（パルス設定範囲 ②）
動作周期：10ms以上 パルス幅：1ms以上 入力レベル：TTL/オープンコレクタ負論理
LINE PHASE モードを選択し、周期16 ～ 20 ms の入力がある場合に外部CDN のゼロクロス同期信号として認識
1 SHOT スイッチを押す毎に単発出力
PHASE モード時は設定位相角に同期出力
５試験
1s ～ 999s ±10% 1sステップ
L(+), N(－), PE ／ PULSE OUT ※同軸ケーブルによる手動切換
コモンモード／ノーマルモード ※ショートプラグによる手動切換
単相 AC240V ／ DC125V 16A (L(+), N(－), PE)－RS-232 準拠光通信
AC100 ～ 240V 50Hz/60Hz
15 ～ 35℃ 25 ～ 75％（W）430×（H）249×（D）540mm（突起含まず）（W）430×（H）349×（D）540mm（突起含まず）
約20kg
約23kg
NMHV 当社カスタム
同軸ケーブル 30cm（02-00155A）：２本、SG設定用ショートプラグ（02-00106A）：1個、SGケーブル（05-00103A）：1本、アウトレットパネル：１個、ACケーブル：1本、取扱説明書：1冊、添付品バック：1個

Impulse Noise Simulator

INS-S220

kV
ns

OUTLET PANEL
18-00085A

EUT LINE OUTPUT～240 V / 16 A MAX
125 V / 16 A MAX

DEG
mss

L /＋N /－PE

SCREW TO LOCKEXT TRIGTTL±15 V MAX

INS-S220 のフロントイメージ（INS-S420 もボタンやコネクタ等の配置は同じです。）

4w w w. n o i s e k e n . c o . j p

POWER

IMPUL S E NOIS E SIMUL ATOR

インパルスノイズ試験器用自動CDN

IJ-AT450

インパルスノイズ試験器用自動CDN（Model：IJ-AT450）はインパルスノイズ試験器と組み合わせることで、3 相交流ライン及び⾼圧DC ラインへの試験ができる重畳ユニットです。Windows PC から専⽤ソフトウェアによるリモート制御を行うことで、試験電圧や印加相設定、シーケンス制御まで試験を自動で行うことができます。
● AC500V / 50A までの3 相4 線ラインへの試験ができます。
● DC250V / 50A までのDC ラインへの試験もできます。
● EUT ラインスイッチ採⽤によりAC またはDC ラインの遮断ができます。
● 緊急時に試験を中⽌させる⾮常停⽌スイッチを標準装備しました。
項⽬
⼊⼒パルス電圧
EUT電⼒容量
⼊⼒端⼦ 及び 出⼒端⼦
⾼電圧同軸コネクタ
重畳相切り替え
ゼロクロス検出
ライン保護回路
⾮常停⽌
外部制御
電源
使用温度／湿度範囲
⼨法／重量仕様
4kV 終端抵抗50 Ω接続時
AC：3相4線式（L1, L2, L3, N）500V / 50A DC：250V / 50A
⼊⼒端⼦：端⼦台 出⼒端⼦：端⼦台パネル
NMHV型 ※当社カスタム
選択操作による切り替え ※本体正⾯スイッチもしくはリモートソフトによる切り替え
L1-L2間より検出
遮断回路機器搭載 ※⼊⼒と出⼒の接続／解放が可能
プッシュロック、回転解除のキノコ型スイッチ搭載
光I/F回路搭載 パソコンからのリモート制御
AC100〜240V 50Hz/60Hz
温度：15〜35° 湿度：25〜75％（W）430×（H）199×（D）540mm 突起物含まず ／ 約23kg

印加相の切替が簡単に接続の簡略化

設定にかかる時間を短縮できます

接続にかかる時間を短縮できます

従来モデルでは印加相の設定は、専用の同軸ケーブルとショートプラグを手動で切り替える煩わしさがありましたが、IJ-AT450を使用することで切替が簡単にでき、設定時間の短縮と、接続ミスを軽減します。

EUTの接続が簡単なアウトレットパネル方式を採用することで、供試品を簡単に接続して試験ができます。

同軸ケーブルでの印加相切替が．
．
．

ボタン操作で簡単に !!

リモートコントロール制御

試験の自動化で、試験時間の短縮、工数を削減します
リモートコントロールソフトウェアを用いることで、パルス出⼒電圧、パルス幅、極性、繰返し周期などの試験パラメータの他に、印加モード（コモン／ノーマル）や印加相などを設定することができ、また、試験条件をシーケンス制御することができます。これにより、試験時の配線変更などの手間を減らすことができ、試験時間の短縮、工数削減に寄与します。

w w w. n o i s e k e n . c o . j p

5

オプション
波形観測用アッテネータ

MODEL：00-00017A
高電圧パルスを観測するためのアッテネータです。
項目
減衰量
入力パルスピーク電圧
入力可能なパルス例入力インピーダンス
出力インピーダンス
入出力コネクタ
外形寸法／質量添付品

INS用パルス分圧器

仕様
DC～2GHz：40dB（100：1）
4000V MAX
パルス幅：10 ns ～ 1000 ns
パルス繰り返し周波数：4000 V 出力時 MAX 60 Hz 2000 V 出力時 MAX 100 Hz 連続使用1 時間
50Ω (DC にて50Ω±1%)50Ω (DC にて50Ω±1%) 高入力インピーダンス(1MΩ)のオシロスコープを使用する場合は50 Ωで終端する必要があります。
入力側：HN(F) 出力側：N(F)W154.5mm×D105mm×H37mm ／ 約1350g
入力ケーブル(HN(P)-NMHV(P) 0.5m)：1本
出力ケーブル(N(P)-BNC(P) 1m)：1本

MODEL：00-00021A
高電圧パルスを 4:1 に分圧して出力するすることで、低電圧での試験を実現するつための分圧器です。
項目
減衰量
入力パルスピーク電圧
入力可能なパルス例
入力/出力インピーダンス
入出力コネクタ
外形寸法／質量
添付品

アッテネータ仕様
DC～2GHz：12dB（4：1）
2000V MAX
パルス幅：10 ns ～ 1000 ns
パルス繰り返し周波数：2000V 出力時 ≦ 62.5Hz (連続使用可能)50Ω (DC にて50Ω±1%)
HN(F)W169mm×D119mm×H37mm／ 約1490g
入出力ケーブル(HN(P)-NMHV(P) 0.5m)：２本
出力ケーブル(HN(P)-HN(P) 0.3m)：1本

MODEL：00-00011A
測定器保護用のアッテネータです。
波形観測用アッテネータ（00-00017A）使用時に計測器保護の目的でこちらのアッテネータを使用することを推奨します。
減衰比 20dB・N 型コネクタ

アウトレットパネル

INS-S220 →同軸ケーブル→ 00-00017A → 0000011A →同軸ケーブル→オシロスコープ

MODEL：18-00059C/60B/84A
インパルスノイズ試験器 INS-S220 のライン出力コネクタを変換させるためのアウトレットパネルです。
Model：18-00059CModel：18-00060B
Model：18-00084A

アウトレットパネル

JP/USAタイプ AC 125 V 16 A MAX
CEEタイプ AC 240 V 16 A MAX
マルチコンセントタイプ AC 240 V 16A

MODEL：18-00069A/71A
IJ-AT-450 のライン出力コネクタを変換させる為のアウトレットパネルです。
Model：18‐00069A
Model：18‐00071A

JP/USAタイプ AC125V 16A MAX
マルチコンセントタイプ AC240V 15A MAX● IJ-AT450 用

カップリング・クランプ

MODEL：15-00014A
15-00014A は、インパルスノイズ試験器と組み合わせることにより、電子機器のケーブルを挟むだけでノイズを印加することができます。あわせて、本クランプを校正するためのクランプ校正冶具（15-00015A）もございます。
○ 信号・DC・AC・GND 等を切断しないでノイズの注入ができます。
○ 電子機器のノイズ耐量を個別に分離して試験することができます。
○ 信号ライン等に直接ノイズを注入できるので効果的にノイズ耐量を試験することができます。
項 目
入力電圧
入力パルス幅結合方式
適合ケーブル寸法
寸法／質量
終端抵抗
添付品

6

仕 様 ／ 性 能
4000V MAX
50～1000ns
容量性結合
最大外径20ｍｍ（W）350×（H）145×（D）140mm（突起含まず）／約3kg
未内蔵
同軸ケーブルNMHV(P)-NMHV(P)1m:2本（MODEL 02-00053A）

w w w. n o i s e k e n . c o . j p

IMPUL S E NOIS E SIMUL ATOR

オプション
カップリング・アダプタ

MODEL：CA-805B
CA-805B は、インパルスノイズ試験器と組み合わせることにより、電子機器のケーブルを挟むだけでノイズを印加することができます。
○ 信号・DC・AC・GND 等を切断しないでノイズの注入ができます。
○ 電子機器のノイズ耐量を個別に分離して試験することができます。
○ 信号ライン等に直接ノイズを注入できるので効果的にノイズ耐量を試験することができます。
○ 最大外径 26mm までの信号束線等を挟むことができます。

カップリング・アダプタ

項 目
入力電圧
入力パルス幅
結合方式
寸法／質量
クランプ内径終端抵抗

仕 様 ／ 性 能
4000V MAX
50～1000ns
容量性結合（W）
350×（H）
120×（D）
130mm（突起含まず）／約3kg
26mm
未内蔵

添付品

同軸ケーブルNMHV(P)-NMHV(P)1m：2本（MODEL 02-00053A）

MODEL：15-00007A（CA-806）
CA-806 は、インパルスノイズ試験器と組み合わせることにより、電子機器のケーブルを挟むだけでノイズを印加することができます。
○ 信号 ･DC･AC･GND 等を切断しないでノイズの結合ができます ｡○ 電子機器のノイズ耐量を個別に分離して試験することができます ｡
項 目
入力電圧
入力パルス幅
入力パルス繰返し周期
結合方式
結合比率
終端抵抗
クランプケーブルの最大直径
寸法／質量
添付品

EMSプローブキット

仕 様 ／ 性 能
2000V MAX
50ns ～ 1000ns
10ms以上磁界結合
入力電圧の1/10 ±10%50Ω系 内蔵（54Ω）
27mm（W）89mm×（H）64mm×（D）120mm（突起含む）／約1000g
同軸ケーブルNMHV(P)-NMHV(P)1m:1本（MODEL 02-00053A）

MODEL：H2-B
プリント基板のパターンやフラットケーブル等にノイズ試験器を利用してノイズを印加できます。プローブの使い分けにより電界／磁界を切り分け近傍により照射する事が可能です。
（最大パルス電圧：1 kV、最大パルス幅：50 ns、最速繰返し周期：10 ms）○プリント基板やハーネスなどの任意の部分にノイズを印加できます。
○電界／磁界を切り分けて結合させそれぞれの弱い部分を探索。
○形状・大きさの異なる電界プローブ・磁界プローブ各 3 本をセット。
○ノイズ印加が数 mm の範囲で行えるので弱い場所の特定ができます。
○波源に信号発生器を使用すると、特定周波数に対する弱い部分を探すことができます。

BS05DB

BS02

BS02

ES02 BS05DB

BS04DB

ES00
ES00

ES02ES05D

BS04DB
BS05DB

ES02
ES00

ES05Dw w w. n o i s e k e n . c o . j p

ES05D

BS027

オプション
ノイズ印加プローブ

MODEL：01-00034A
プリント基板のパターンや部品に対して直接ノイズを注入することができるプローブです。
※ 入力パルス繰返し周期 :10ms 以上○ LSI の 1 ピン毎にノイズの直接注入が可能なためインパルスノイズ試験器
基板レベルでノイズ耐量の試験ができます。
○ 最大 500 Ｖまで印加できます。
○ カップリングコンデンサ（別売りオプション）の交換ができます。
○ 終端抵抗：内蔵（50 Ω）

同軸ケーブル

結合コンデンサ

放電チップ

グラウンドクリップ【別売りオプション】
カップリングコンデンサ：06-00039A:220pF
06-00040A:330pF 06-00041A:3pF 06-00042A:500pF※ 01-00034A にはカップリングコンデンサは含まれておりません。

ラディエーションプローブ

MODEL：01-00006A/7A/8A/9A/10A/31A/50A
本プローブは、当社の INS シリーズに接続し、電子機器内部の配線（PC ボード）等に電磁界による輻射ノイズを与え、電子機器の輻射ノイズに弱い部分を探すためのものです。
項 目
入力電圧
入力パルス幅
ループ径
ケーブル長質 量
終端抵抗

仕 様 ／ 性 能
4000V MAX
50ns〜1μs
01-00006A：φ50 mm、07A：φ75 mm、08A：φ100 mm、09A：φ150 mm
10A：φ200 mm、31A：φ250mm、50A:φ30mm
約2m
約180g〜220g
未内蔵■各種プローブ使用例

8H2-B

H2-B

ラディエーションプローブ

ノイズ印加プローブ

H2-B

H2-B

w w w. n o i s e k e n . c o . j p

IMPUL S E NOIS E SIMUL ATOR

オプション
MODEL：02-H1834

パルス印加ケーブル

インパルスノイズ試験器と組み合わせ、直接ノイズを注入するめたのケーブルです。
※ 電源線などの電流の流れる個所への印加には使用できません。

INS用直接注入コンデンサ

MODEL：01-00047A
インパルスノイズ試験器のパルス出力を試験器内部の CDN を通さずに直接印加するためのユニットです。ボックス内部にCDN と同じカップリング用のコンデンサを内蔵しています。
供試品の電源容量が DC5V ラインなどの微弱電流の際、試験器 CDN を通すと通電できなくなる場合などに利用いただけます。
INS 用直接注入コンデンサ
0.2047μF

インパルスノイズ試験器

重畳ユニット項目

仕様 ／ 性能

同軸コネクタ
接続端子

NMHV
M6 用圧着端子

外形寸法／質量80×80×150 mm（突起含まず）／ 0.4 kg

MODEL：IJ-4050
インパルスノイズ試験器と組み合わせ、AC415V 50A までの三相５線（L1,L2,L3,N,PE）ラインへのノイズ重畳試験をおこなうことができます。ノーマルモード、及びコモンモードの重畳モードをコネクタの差替えで簡単におこなうことができます。
INS-S220 と組み合わせた場合は、EUT ラインに同期したライン同期試験がおこなえます。
項 目
入力インパルス電圧
被試験装置（EUT）電源容量
重畳相切換え重畳モード
ゼロクロス検出
EUTライン保護回路
終端抵抗
駆動電源
使用温度湿度環境
寸法／質量重畳ユニット

仕 様 ／ 性 能4kV 終端抵抗50 Ω接続時
三相5線式（L1,L2,L3,N,PE）AC415V 50A（DCは使用できません）
L1-L2,L2-L3,L3-L1間:AC415V L1,L2,L3-N間:AC240V
接続同軸コネクタにて切換 L1,L2,L3,N,PE
ノーマル／コモン（ショートプラグ接続にて設定）
本試験器のEUTラインL1-L2間より検出しSYNC OUTコネクタに出力
L1,L2,L3ラインの電流を検出し、L1,L2,L3,Nラインを遮断なし（ンパルスノイズ試験器の終端抵抗を使用）
AC100 ～ 240V±10% 50/60Hz
20VA max
15 ～ 35℃ 25 ～ 75%（W）430×（H）199×（D）535mm（突起含まず） 約25kg

MODEL：IJ-5100Z
インパルスノイズ試験器と組み合わせ、AC480V･100A までの 3 相５線（L1,L2,L3,N,PE）ラインへのノイズ重畳試
験をおこなうことができます。
INS-S220 と組み合わせた場合は、EUT ラインに同期したライン同期試験がおこなえます。
項 目
最大パルス印加電圧
EUTライン
EUTライン最大電圧
EUTライン最大電流
ライン同期出力
通過特性
CDN駆動電源寸法／質量
使用温度湿度環境
寸法／質量

外部ブレーカーBOX（20A）

仕 様 ／ 性 能4kV 終端抵抗50 Ω接続時
3相5線（L1, L2, L3, N, PE）
AC 480V
100A
EUTライン入力電圧の1/2
10kHz ～ 1GHzにおいて－10dB以内
AC 100 ～ 240V ±10％ 50/60Hz
約（W）488×（H）520×（D）825mm（突起含む） 約115 kg
15 ～ 35℃ 25 ～ 75%（W）430×（H）199×（D）535mm（突起含まず） 約25kg

MODEL：18-00072A ／ 外部ブレーカーBOX（50A） MODEL：18-00073A

LSS-6330 シリーズと組み合わせて使用することで、試験器と電源供給側のラインを遮断することができるブレーカー BOX です。
※ 接続には接続ケーブルの加工が必要です。詳細はお問い合わせください。
項目

仕様 ／ 性能（18-00072A）

定格使用電圧

AC250V 50/60Hz
DC65V

標準定格電流開閉寿命
中性極（N極）使用温度／湿度範囲
寸法
質量

仕様 ／ 性能（18-00073A）

AC240/415V 三相4線 Y結線 50/60Hz
AC240V：ライン－中性極（N極）間AC415V：ライン－ライン間
20A
50A
10000回以上（定格開閉6000回、無負荷開閉4000回、開閉頻度6回/分）－中性極は単体ではトリップしません。
中性極は他の極より前に開路せず、他の極より後に閉路しない。
15 ～ 35℃ 25 ～ 75％（結露しないこと）(W)180×(H)92×(D)100mm（突起含まず）(W)180×(H)92×(D)120mm（突起含まず）
0.75 kg
1.2kg

w w w. n o i s e k e n . c o . j p

9オプション
絶縁トランスMODEL：TF-2302P
TF-2302P は最大単相 AC 240V/30A、絶縁耐圧 4kV の絶縁トランスユニットです。
各種ノイズ試験や測定機器用としても使用することができる、汎用性の高い絶縁トランスユニットです。
項目
最大入力電圧
最大出力電流

仕 様／性 能単相AC 240V MAX（50/60Hz）
30A MAX
1次側：コアAC 4 kV（１分間）
2次側：コアAC 4 kV（１分間）
1次側：2次側 AC 4 kV（１分間）
DC 500Vにて100MΩ以上（W）350×（H）475×（D）400mm （アイボルト､ハンドルを除く） 約60 kg
AC単相用ライン入力ケーブル（5.5sq ３芯 3 m 片端棒圧着端子付き 片端切りっ放し）：1本
PE/FGケーブル（3.5sq 3 m 両端φ6圧着端子付き) ：1本
取扱説明書：1冊
AC単相用ライン出力ケーブル（3.5sq ３芯 2 m 片端棒圧着端子 片端φ5圧着端子付き)：1本

絶縁耐圧
絶縁抵抗
寸法／質量
添付品

絶縁トランスMODEL：TF-6503P、TF-6633P
TF-6503P は最大単・三相 AC 600V/50A（TF-6633P は 63A）、絶縁耐圧 4kV の絶縁トランスユニットです。
当社の雷サージ試験器 AC ライン電源用に使用でき、各種ノイズ試験や測定機器用としても使用することができる、汎用性の高い絶縁トランスユニットです。
MODEL名
最大入力電圧
トランス結線方式
最大出力電流
絶縁耐圧
絶縁抵抗
寸法／質量

添付品

ノイズ・キャンセラ・トランス

TF-6503P
TF-6633P
単・三相四線AC 600V MAX（50/60Hz）
スター結線
50A MAX
63A MAX
1次側：コアAC 4 kV（１分間）2次側：コアAC 4 kV（１分間）
1次側：2次側 AC 4 kV（１分間）
DC 500Vにて100MΩ以上(W)500×(H)640×(D)700mm （アイボルト､ハンドルを除く） 約350kg
AC三相用ライン入力ケーブル（14sq(TF-6633Pは22sq) ４芯 3m 片端棒圧着端子付き 片端切りっ放し）：1本PEケーブル（8sq 3m 片端φ6圧着端子付き 片端切りっ放し）：1本
PE/FGケーブル（8sq 3m 両端φ6圧着端子付き)：1冊
取扱説明書（本書）：1冊
AC三相用ライン出力ケーブル（14sq(TF-6633Pは22sq) ４芯 2m 片端棒圧着端子 片端φ5圧着端子付き）：1本
PEケーブル（8sq 2m 片端φ6圧着端子 片端φ5圧着端子付き）：1本

NCTシリーズ

インパルスノイズ等に優れた減衰特性を持ちます。インパルスノイズ試験時のライン入力絶縁用としてご使用いただけます。
MODEL名NCT-160NCT-1240
NCT-2240

ライン入力ケーブル

一次/二次電圧120V
240V

電流定格5A
20A
10A

周波数50/60Hz

MODEL：05-00160A ライン出力ケーブル MODEL：05-00161A
ノイズ・キャンセラ・トランスとインパルスノイズ試験器、一次側電源とノイズ・キャンセラ・トランスとを接続するためのケーブルです。

10

名称

MODEL名

ライン入力ケーブル

05-00160A

ライン出力ケーブル

05-00161A

仕様
単相20A 3m
キャプタイヤケーブル
単相20A 2m
キャプタイヤケーブル

w w w. n o i s e k e n . c o . j p

丸型圧着端子ー切りっぱなし（お客さまにて加工）
丸型圧着端子ー丸型圧着端子

IMPUL S E NOIS E SIMUL ATOR

オプション
MODEL：03-00020A

水平結合板

卓上試験の際に、テーブル上に設置する金属板です。
W1600×D800×t1.5mm×1枚（アルミ製）※ 静電気試験において水平結合板として使用するものですが、グラウンドプレーンとしてご使用いただけます。

試験テーブル

MODEL：03-00039A

EUT の試験をする際に使用する卓上試験用の木製テーブルです。
W1600 × H800 × D800mm

グラウンドプレーン

MODEL：03-00007A

床置き型機器等の大型の EUT を試験するためのグラウンドプレーンです。
W1800 × D1000 × t1.5mm × 3 枚組（アルミ製）

絶縁ブロックMODEL：03-00054A

絶縁支持台

MODEL：03-00024A

供試品などから出る配線等をグラウンドプレーンより浮かす（絶縁）する際に使用する絶縁ブロックです。

床置き機器に対する静電気試験を行なう際に、機器をグラウンドプレーンより 10cm 浮かすために使用します。
サイズ：W1200 × D1200 × H100mm
材質：木製
耐荷重：500kg

サイズ：W300 × D300 × H50mm、
5 枚 1 セット
材質：発泡ポリエチレン

立方絶縁台100

MODEL：03-00029A

SGケーブル

床置き機器などに対する静電気試験を行なう際に、機器をグラウンドプレーンより 10cm 浮かすために使用します。
サイズ：W100 × D100 × H100mm
材質：木製
耐荷重：500kg

試験器本体 SG とグラウンドプレーンを接続する編組線ケーブルです。
長さ：0.1m

SG接続板
USB光モジュールkit

MODEL：05-00103A

MODEL：03-00112A
試験器本体 SG とグラウンドプレーンを接続する金属プレートです。
グラウンドプレーンとネジ留めする必要が無いため、試験器本体の移動が容易になります。

MODEL：07-00022A

試験器を PC にてリモート制御を行なう際に使用する接続アダプタです。
USB －光変換、光ファイバーケーブル 5m 付き● INS-S220/S420 用

光インターフェースユニット
光ケーブル

USB 光モジュール kit

試験器を PC にてリモート制御を行なう際に使用する接続アダプタです。
USB ケーブル
USB 光変換ユニット
USB －光変換（最大４ch）、光ファイバーケーブル
光ケーブル
5m × MODEL:07-00023A
4 本付き

USB ケーブル

MODEL：07-00022A
光ケーブル

USB 光モジュール kit

USB ケーブル

MODEL：07-00022A【 INS-S420 のみの制御イメージ 】
試験器本体の電圧や極性、繰り返し周期などの制御はできますが、印加相やリターン相の切替制御はでききません。
光ケーブル

USB 光モジュール kit

MODEL：07-00023A

光ケーブル

USB 光変換ユニット

USB ケーブル

MODEL:07-00023A

USB ケーブル

MODEL：07-00022A
光ケーブル
光ケーブル USB
光モジュールkitkitUSB
光モジュール

光ケーブル

USB
ケーブル
USBケーブル

MODEL：07-00022A
MODEL：07-00022A
光ケーブル

光ケーブル

USB ケーブル

MODEL:07-00023A
USB ケーブル

USB 光モジュール kit
MODEL：07-00022A

光ケーブル

USB 光変換ユニット

USB 光モジュール kit
MODEL：07-00022A

USB 光モジュール kit

USB ケーブル
USB ケーブル

MODEL：07-00022A【 INS-S420 と IJ-AT450 の制御イメージ】
試験器本体の電圧や極性、繰り返し周期などの制御のほか、コモンモード／ノーマルモード、印加相やリターン相の切替制御を行うことができます。
光ケーブル

USB 光モジュール kit
MODEL：07-00022A

USB ケーブルw w w. n o i s e k e n . c o . j p

11

IMPUL S E NOIS E SIMUL ATOR

インパルスノイズ試験
インパルスノイズ（方形波インパルスノイズ）の試験方法について電源供給線への試験方法

試験器用電源インパルスノイズ試験器①本試験器（以降、本体とします）EUT LINE INPUTに絶縁トランスを介してEUT用の電源供給を接続します。
②グラウンドプレーンと絶縁シートを試験器とEUTの下に敷き、安全のため接地して下さい。
③供試品の電源ケーブルを本体に接続します。
（電源ケーブルが長い場合は、短く折り返し束ねます）④コモンモード試験ではSG設定ショートプラグを接続し、本体のSG端子とグラウンドプレーンならびにEUTのFG端子（端子がある場合）とグラウンドプレーンを高周波的に低いインピーダンスの編組線などで短く確実に接続します。
⑤本体50ΩTERM OUTコネクタからノイズを注入する相（L1､L2､必要によりPE）コネクタに接続同軸ケーブルで接続します。

EUT用電源0.5ｍ以下
絶縁支持台
絶縁支持台
0.1 m

試験テーブル(03-00039A)

供試品
0.1 m

基準グラウンド板(グラウンドプレーン)※ 水平結合板(03-00020A)を保護接地に接続して使用

保護接地

インパルスノイズ試験器

信号線への試験方法①グラウンドプレーンと絶縁シートを本試験
0.5m 以下器（以降、本体とします）とEUTの下に敷き、グラウンドプレーン安全のため接地して下さい。
②カップリング・クランプ：15-N1636（オプション）、 ま た は カ ッ プ リ ン グ・ ア ダ プ タCAEUT（供試品）805B（オプション）を開きインターフェイ
供試品用電源スケーブルを挟みます。カップリング・アダ
プタのコネクタと本体のPULSE OUT、カッ代理店プリング・アダプタのもう一方のコネクタに本体の50Ω TERM INを接続します。
カップリング・アダプタCA-806（オプション）の場合は本体のPULSE OUTとカップリング・アダプタのコネクタを接続します。
絶縁支持台③供試品の電源は高電圧パルスを注入しません
ので任意の電源に接続して下さい。
④本体のSG端子と各供試品のFG端子はグラウンドプレーンに接続します。

周辺機器用電源

絶縁支持台

周辺機器

※ 掲載している商品の仕様および外観などは予告なく変更する場合があります。

10cm
10cm

カップリング・クランプ

CA-805B使用時

CA-806使用時※ 掲載している商品の仕様および外観などは予告なく変更する場合があります。

ホームページアドレス http://www.noiseken.co.jp

株式会社ノイズ研究所 〒252-0237 神奈川県相模原市中央区千代田1- 4 - 4● 東日本営業課〒252-0237 神奈川県相模原市
中央区千代田1-4-4
TEL:042-712-2031/FAX:042-712-2030
Mail:syutoken@noiseken.com

販売店● 西日本営業課 名古屋営業所〒465-0025 愛知県名古屋市
名東区上社3-609 北村第1ビル5F
w w w. n o i s e k e n . c o . j p
TEL:052-704-0051/FAX:052-704-1332
Mail:nagoya@noiseken.com

株式会社マックシステムズ URL；https://www.macsystems.co.jp● 西日本営業課 大阪営業所〒564-0063 大阪府吹田市
江坂町1-10-17
TEL:06-6380-0891/FAX:06-6337-2651
Mail:osaka@noiseken.com

12