Product Information

PIロータノード®
ＸＲＲ－３３３１Ｘ

ロータノード ＸＲＲ－３３３１Ｘ は、１．２と０．６の多重焦点をもち、最高使用管電圧は１５０ｋＶの回転陽極Ｘ線管装置です。
このロータノードは、陽極焦点面のクラック防止処理を施したタングステン・モリブデン張合せターゲットを採用しております。

一般定格
電撃に対する保護の形式：程度による分類（IEC60601-1:2005+A1:2012） ............................. クラス Ⅰ ME EQUIPMENT
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 .......................................................... 定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................... 中性点接地方式
公称最高管電圧：
撮影時 .............................................................................. 150 kV
透視時 .............................................................................. 125 kV
公称焦点値：
大焦点 ................................................................................. 1.2
小焦点 ................................................................................. 0.6
公称陽極入力（照射時間 0.1s）：（最大単発負荷定格参照）
180 Hz
60 Hz
50 Hz
大焦点 ............................................................. 78 kW
54 kW
50 kW
小焦点 ............................................................. 32 kW
22 kW
20 kW
公称撮影陽極入力：
180 Hz
60 Hz
50 Hz
大焦点 ............................................................. 70 kW
46 kW
42 kW
小焦点 ............................................................. 27 kW
17 kW
16 kW

★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

XRR-3331X

駆動特性：ステータ：ＸＳ－ＡＬ
起動時2)

定常時2)

駆動周波数
[Hz]
1806018060
電力[W]
11009108383
電圧 3)
[V]
2201306040
電流
[A]
5.7
7.8
1.6
2.3
起 動 時 間 1)5)
[s]
1.2
0.8
分相コンデンサ容量[μF]644644制 動 時 間 2)[s]
3 / 90V (DC)
注 1) 駆動特性表に記載している起動時間は，0～高速回転に要する値です。透視と撮影を繰り返す
低速～高速回転起動の場合は，起動時間は記載値の 2/3 になります。
2) 高速回転から停止までの時間です。
3) 表中の各電圧値は、1.1 倍を超えて印加しないこと。
4) 高速での使用頻度は、1 分間に 2 回を超えないこと。
5) 起動、制動時間は、表中各値の 1.1 倍を超えて印加しないこと。
陽極回転数：
180Hz 電源 ................................................................... 9700 min-1 以上
60Hz 電源 ................................................................... 3200 min-1 以上
50Hz 電源 .................................................................. 2700 min-1 以上
ステータ抵抗：共通－主コイル ...................................................................... 9.4 Ω
共通－補助コイル ................................................................... 28.3 Ω
絶縁抵抗（低電圧側） .............................................................. 2 MΩ 以上
正常使用における管容器温度範囲 ................................................... 16 ～ 75 ℃動作モード .............................................................................. 間欠
機械的定格：
外形寸法：
全 長 .............................................................................. 479 mm
最大部直径 ........................................................................ 152.4 mm
ターゲット：
角 度 ............................................................................... 12 °直 径 ............................................................................... 74 mm
材 質 ................................................................ レニウムタングステン
ろ過：
固有ろ過 ................................................... アルミニウム当量 0.9 mm / 75 kV追加する付加フィルターの許容厚さは 0.4 mm ～ 1.5 mm ................... 最大 2.4 mm Al / 75 kV
Ｘ線遮蔽：
IEC60601-1-3:2008 を満足する。
漏洩線量測定条件 ............................................................ 150 kV, 3.4 mA
Ｘ線照射範囲 ................................................... SID 1000 mm にて 430 × 430 mm
質 量 ............................................................................... 約 16 kg
高電圧端子 ...................................................... IEC60526 形 Corrigendum1:2010
冷却方式 ............................................................................ 自然空冷
使用位置 .............................................................................. 任 意
管容器型式 ............................................................................ XH-121-2-

XRR-3331X

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
公称最高管電圧：
撮影時 .............................................................................. 150 kV
透視時 .............................................................................. 125 kV
陽極（または陰極）アース間 ............................................................. 75 kV
最低使用管電圧
撮影時 ............................................................................... 40 kV
透視時 ............................................................................... 50 kV
最大使用管電流：大焦点 ............................................................................. 1000 mA
小焦点 ............................................................................ ．400 mA
最大フィラメント電流：
大焦点 ............................................................................... 5.5 A
小焦点 ............................................................................... 5.2 A
フィラメント電圧：大焦点（5.5 A） ............................................................. 10.9 ～ 16.6 V
小焦点（5.2 A） .............................................................. 6.8 ～ 9.2 V
使用フィラメント加熱電源回路 .................................................. AC 25 kHz 以下
連続陽極入力 ................................................................ 142 W (200 HU/s)
熱特性：
陽極熱容量 ................................................................ 210 kJ (300 kHU)
陽極冷却率 ............................................................... 870 W (1226 HU/s)
管装置熱容量 ............................................................. 900 kJ (1250 kHU)
公称連続入力:送風機無 .............................................................. 180 W (15 kHU/min)

許容環境条件
使用環境条件：
使用時環境温度 ................................................................. 10 ～ 40 ℃
使用時湿度 ..................................................................... 30 ～ 85 ％（結露ないこと）
気 圧 ....................................................................... 70 ～ 106 kPa
輸送及び保管条件：
輸送及び保管温度 .............................................................. -20 ～ 70 ℃
輸送及び保管湿度 ............................................................... 20 ～ 90 ％（結露ないこと）
気 圧 ....................................................................... 50 ～ 106 kPa-3-

XRR-3331X

最大単発負荷定格
動作条件： 定電圧形Ｘ線高電圧装置
ステータ電源周波数 １８０Ｈｚ
公称焦点値：１．２1000
90080kV

70kV 60kV
50kV

90kV
100kV

40kV

800 110kV

管 電 流 [mA]

700 125kV
600 150kV
500400300
200
10000.010.030.020.05

0.10.2 0.3 0.5123510

負 荷 時 間 [s]公称焦点値：０．６80kV 70kV 60kV

40090kV
50kV

350 100kV
110kV

管 電 流 [mA]

30040kV

125kV

250 150kV
200150100
5000.010.030.020.050.1

0.2 0.3 0.5

負 荷 時 間 [s]-4-123510XRR-3331X

最大単発負荷定格
動作条件： 定電圧形Ｘ線高電圧装置
ステータ電源周波数 ６０Ｈｚ
公称焦点値：１．２70080kV

70kV 60kV 50kV 40kV90kV
600管 電 流 [mA]

500100kV
110kV
125kV

400 150kV
30020010000.010.030.020.05

0.10.2 0.3 0.512351023510

負 荷 時 間 [s]公称焦点値：０．６30080kV

70kV 60kV 50kV 40kV

90kV

TUBE CURRENT [mA]

250 100kV
110kV
200 125kV
150kV
1501005000.010.030.020.050.1

0.2 0.3 0.5

負 荷 時 間 [s]-5-1XRR-3331X

最大単発負荷定格
動作条件： 定電圧形Ｘ線高電圧装置
ステータ電源周波数 ５０Ｈｚ
公称焦点値：１．２70kV 60kV 50kV 40kV

70080kV
60090kV

管 電 流 [mA]

100kV
500 110kV
400125kV
150kV

30020010000.010.030.020.050.10.2 0.3 0.512351023510負 荷 時 間 [s]公称焦点値：０．６70kV

30060kV 50kV 40kV

80kV
25090kV

管 電 流 [mA]

100kV
200 110kV
125kV
150 150kV

1005000.010.030.020.050.1

0.2 0.3 0.5

負 荷 時 間 [s]-6-1

XRR-3331X

管電流・フィラメント特性
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：１．２（代表値）
90015100KV

80014125KV
150KV700

管 電 流 [mA]

1680KV600

1312Ef

500

11400

10300

960KV

200

フィラメント電圧 [V]

1000

840KV

7100

60
3.94.1

4.3

4.54.7

4.9

5.1

5.3

5.5

フィラメント電流 [A]

公称焦点値：０．６（代表値）
400

1080kV
100kV
125kV

管 電 流 [mA]

150kV
Ef
6200
60kV
50kV
100

440kV

20
3.9

4.1

4.3

4.5

4.7

フィラメント電流 [A]

-7-

4.9

5.1 5.2

フィラメント電圧 [V]8300

XRR-3331X

熱特性図
Ｘ線管装置加熱・冷却曲線
900
180W

X線管に残留する熱量 [kJ]

800
冷却700
600
500
400
300200
加熱
1000020406080100120140160

180200910冷 却 時 間 [min]陽極に残留する（または蓄積）する熱量 [kJ]

陽極加熱・冷却曲線
210200180

冷却

16014012010080142W60

加熱40200012345678

冷却（または負荷）時間 [min]注：加熱曲線は撮影時のX線管への平均最大入力の例を示します。

-8-XRR-3331X

外形図
単位：ｍｍ
φ140

4-M5 深さ8479°
45

中心放射線かつ基準軸17011.1
90

φ9241.27

φ152.4125.4

4-M6 深さ8陽極

12°

11.111.1

15690LS
陰極

C12195311.1

低電圧端子板結線図

876 512381NC NC NC

4ENCA

φ69C1 M

ET
温度リレー（常時閉）

焦点注）端子１と端子５または端子６を直列に接続しないでください。

焦点中心A

記号説明
陰極端子
Ｃ: 共通
Ｌ: 大焦点Ｓ: 小焦点B-1.5mm≦A≦1.5mm-1.5mm≦B≦1.5mm

低電圧端子
Ｃ１: 共通Ｍ : ステータ主コイル
Ａ : ステータ補助コイル
ＥＴ: 接地端子
ＮＣ: 接続線なし: 主放射線方向
陽極，陰極端子: IEC60526形-9-営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
適用範囲などは https://etd.canon/eng/company/quality.htm を参照ください。

PJ-XRR-3331X 2018-11