Product Information

PI

Ｘ線管
ＤＦ－２８１
診 断 用
一般定格
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 .......................................................... 定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................... 中性点接地方式
公称最高管電圧 ........................................................................ 125 kV
公称焦点値：
大焦点 ................................................................................. 2.8
小焦点 ................................................................................. 0.6
公称陽極入力（1.0s）：
大焦点 .............................................................................. 1750 W
小焦点 ............................................................................... 560 W
公称撮影陽極入力：
大焦点 .............................................................................. 8000 W
小焦点 ............................................................................... 600 W
撮影周期：
大焦点 ................................................................................ 1:60
小焦点 ................................................................................ 1:60
（曝射時間：休止時間）
機械的定格：
外形寸法：
全 長 .......................................................................... 外形図参照
最大部直径 ...................................................................... 外形図参照
ターゲット：
角 度 ............................................................................... 15 °材 質 ........................................................................ タングステン
固有濾過 ................................................ アルミニウム当量 最小 0.8 mm / 75 kV
Ｘ線照射範囲 ...................................................... SID 900 mm にて 400×400 mm
質 量 .............................................................................. 約 500 g
冷却方式 .......................................................... 油浸（冷却温度 60 ℃以下）
使用位置 .................................................... 任意（通常陽極は上方または水平）保持方法 .................................. 陽極頭ネジ又は陽極側及び陰極側のガラスバルブで固定★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

DF-281

最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
最高使用管電圧 ........................................................................ 125 kV
陽極（または陰極）アース間 ........................................................... 62.5 kV
最低使用管電圧 ......................................................................... 40 kV
最大使用管電流：大焦点 .............................................................................. 100 mA
小焦点 ............................................................................... 15 mA
最大フィラメント電流：
大焦点 ............................................................................... 4.6 A
小焦点 ............................................................................... 3.2 A
フィラメント電圧：
大焦点 ........................................................................ 6.0 ～ 8.3 V
小焦点 ........................................................................ 3.4 ～ 4.7 V
使用フィラメント加熱電源回路 ................................ DC または AC（正弦波）20 kHz 以下
熱特性：
陽極熱容量 ........................................................................... 28 kJ
最大陽極冷却率 ....................................................................... 265 W
最大曝射時間 ........................................................................... 10 s

許容環境条件
使用環境条件：
使用環境 .......................................................................... 絶縁油中使用時絶縁油温度 ............................................................... 10 ～ 60 ℃
圧 力 ....................................................................... 70 ～ 140 kPa
輸送及び保管条件：
周囲温度 ...................................................................... -40 ～ 70 ℃
相対湿度 ....................................................................... 10 ～ 90 ％（結露ないこと）
気 圧 ........................................................................ 50 ～106 kPa-2-DF-281

最大単発負荷定格
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：２．８
10090

管電流
管 電 流
[mA] [mA]

80706050
4040kV
50kV
60kV
70kV
80kV
90kV
100kV
110kV
125kV

3020
1000.11
負荷時間[s] [s]
負荷時間10

公称焦点値：０．６15

管 電 流

[mA]

40kV]
Am[ｬd・・ﾇ・50kV

1060kV
70kV
80kV
90kV
100kV
110kV
125kV

500.1

1
負荷時間 [s][s]
負荷時間-3-10DF-281

管電流・フィラメント特性
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：２．８

管 電 流

フィラメント電圧

[mA]

[V]

（代表値）

フィラメント電流[A]

公称焦点値：０．６

管 電 流

フィラメント電圧

[mA]

[V]

（代表値）

フィラメント電流-4-[A]

DF-281

陽極加熱・冷却曲線

HEAT STORAGE [kJ]
陽極に残留（または蓄積）する熱量[kJ]

28265W

2520150W
1510冷却COOLING

5HEATING
加熱
00369

TIME [min]冷却（または負荷）時間-5-12[s]15DF-281

外形

図
単位：ｍｍ

M5 深1015°

Φ52 max.

139 ±2.5

65 ±1.5(5)O 16

主放射方向16 max.

焦点KLCショートピン
SN

L ： 大焦点S ： 小焦点C ： 共通K ： 陰極N ： 使用不可

営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
適用範囲などは https://etd.canon/eng/company/quality.htm を参照ください。

PJ-DF-281 2018-11