Product InformationPI

Ｘ線フラットパネルイメージャ

FDXA3543RP
有効視野寸法: 350 (H)×430 (V) mm(14″×17″)
<特徴>
●高解像度
●高感度●高コントラスト●ショートサイクルタイム－ 高解像度・高コントラスト ＣｓＩ蛍光膜 －本製品は当社において長年培われた技術による微細なファイバ状構造からなる厚膜 CsI 蛍光面を採用することにより、高解像度、高コントラストな画像表示を可能としました。
－ 低ノイズＲＯＩＣ・アナログ回路 －高感度エックス線変換層に対応した ROIC とアナログ回路を設計・採用しました。

<用途>
FDXA3543RP は一般Ｘ線撮影用Ｘ線平面検出器です。
本装置はＸ線発生装置と組み合わせて使用し、人体を透過したＸ線情報を検出しデジタル信号として出力します。
Ｘ線画像診断をおこなうには、ソフトウェアによる画像処理が必要となりますが、本装置の構成には含まれません。また、Ｘ線発生装置を制御する機能は有しません。
本装置はマンモグラフィーおよびアンギオグラフィーへの使用は意図していません。

★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

FDXA3543RP

構成および性能
センサユニット：
センサ部保護板 ................................................... カーボンファイバー樹脂
冷却方法 ....................................................................... 自然空冷
入力 .......................................... DC24V（インターフェースボックスより供給）
外形寸法 ............................................ 383.5×459.5×15mm（W(H)×D(V)×H）
質量 .......................................................................... 約 3.2 kg
インターフェースボックス：
入力 ................................................................ AC100-240V，50/60Hz
出力 ........................................................................ DC24V，1.3A
外形寸法 ................................................ 280×100×50mm（W(H)×D(V)×H）
質量 .......................................................................... 約 1.1 kg
外形図：
7 頁～8 頁
周囲条件：
保管輸送環境条件（備考参照）

使用環境条件

備考
保管条件範囲温 度-20～70℃+10～35℃

湿 度

10～90％(結露なきこと)10～85 ％
(結露なきこと)気 圧

50～106kPa

70～106kPa

注意・使用、輸送、および保管いずれの場合にも結露させな
いでください・開梱は十分に環境に馴染んだ後に行ってください
・環境慣らし時間は 8 時間以上行ってください-分類：
電撃に対する保護分類 .........................................................クラスⅠ製品
装着部分類 .................................................................タイプ B 装着部-2-

FDXA3543RP

付属品：
ケーブル：
ＡＣケーブル ................................................................. 1.8 m×1
ＧＮＤケーブル ................................................................. 3 m×1ＣＤ：
ＣＤ（欠点マップ） ................................................................ 1×1

センサユニットケーブル：
センサユニット － インターフェースボックス .................................4m，9m 及び 14m-3-

FDXA3543RP

主特性
画像フォーマット：
Ｘ線検出方式 ...................... ﾖｳ化ｾｼｳﾑ（Csl）ｼﾝﾁﾚｰﾀ ＋ ｱﾓﾙﾌｧｽｼﾘｺﾝ（a-Si）ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞ
有効視野寸法 ......................................... 346mm (水平方向)×426mm (垂直方向)（13.6×16.8 インチ）
有効画素数............................................ 2466 (水平方向)×3040 (垂直方向)

画素ピッチ ....................................................................... 140μm
サイクル時間 ........................................ シングル撮影 (EXP 期間 500msec)
ダブル撮影 (EXP 期間 500msec)

6秒
6秒（サイクル時間）
サイクルタイムは X-ray Exposure から画像転送が完了するまでの時間です。サイクルタイムには画像処理時間は含まれていません。画像処理時間は画像処理仕様より決まります。
特性：
限界解像度 ................................................................ 3.7Lp/mm typ.
MTF .................................................. 45％ typ.（2.0Lp/mm，70kVp，1×1）
DQE（0） ....................................................................... 65％ typ.
A/D 変換 ...................................................................... 16 ビット
絶対最大定格：Ｘ線管管電圧範囲 .............................................................. 40-150kVp
最大Ｘ線入射線量（出力リニア領域） ................................................ 35μGy
インターフェース：16 ビットデジタル出力 ................... 16 ビットデジタル出力イーサネット（1000BASE-T）
コマンド制御 .................................................... イーサネット 1000BASE-T
Ｘ線同期制御 ................................................................... 外部同期
入力電力 ............................................................ AC100-240V, 50/60Hz
画像取得：
Ｘ線照射期間（ms） ......................................... 標準：500（調整範囲 500～4000）-4-FDXA3543RP

製品構成及びインターフェース図：

センサユニット
Ｘ線コントロールユニット(ユーザ）

コントロールボード

センサユニットケーブル

Ｘ線制御信号

インターフェースボックス

AC 電源・DC24V 供給
・画像出力＆制御
ゲートドライバ

ROICユニット
イーサネットTFT パネルＰＣ（ﾕｰｻﾞ）

注意：DC24V がセンサユニットへ供給されている時はイーサネットの接続は切らないでください。
LED 表示モード;<POWER LED>
緑点灯：正常起動
オレンジ点滅 HEALTHY エラー＜LAN LED＞
緑点灯：接続正常
オレンジ点灯：接続待ち
緑点滅：通信エラー
オレンジ点滅：MAC アドレスエラー-5-

FDXA3543RP

画像取得通信ブロック図：

センサユニット
X 線ジェネレータ

デジタルユニット

画像データ

パネルユニット

Ｘ線制御信号

DC電源
画像データ
PC

画像データ

インターフェースボックス
DC電源

駆動電源

DC 電源

AC 電源

通信方法の詳細及び使用可否:
信号名

入出力

EXP_REQEXP_OK

入力
出力

コマンド制御
(PC)
可不可

-6-

D-Sub シグナル制御(X 線コントローラ)
可可FDXA3543RP

外形図(センサユニット)
単位：ｍｍ-7-

FDXA3543RP

外形図(インターフェースボックス)
単位：ｍｍ

営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
PJ-FDXA3543RP 2019-09