ENGINEERING

Variable Reluctance Pressure Measurement System
・ Ult r a Lo w Ra ng e Diffe r e nt ia l P r e s s ur e T r a ns d uce r
・ W e t - W e t Diffe r e nt ia l P r e s s ur e T r a ns d uce r
・ High Line Pressure Transducer
・ Absolute Pressure Transducer
・ P o r t a ble Dig it a l P r e s s ur e M a no me t e r
・ Ca r r ia e r De mo d ula t o r s

ショートフォーム カタログ

（南森町八千代ビル7F）

e-mail: sales-tokyo@krone.co.jp

URL: http://www.krone.co.jp
CG40101-0001-04 2021/3

可変リアクタンス

圧力トランスデューサー
圧力レンジ／ダイヤフラム の選定方法

米国バリダイン社は 1968 年の創業以来圧力センサーの専業メーカーとして大学研究機関・航空宇宙産業・自動車産業・

可変リアクタンス圧力トランスデューサーの優れた性能を充分に生かすためには、圧力測定の目的に最も適するモデルと海洋資源探査・一般産業分野など幅広い分野で計測・制御・監視などの目的で採用されてまいりました。検出方式は可

そのダイヤフラムの圧力レンジを正しく選択することが必要です。

変リアクタンス方式で、差圧・ゲージ圧・絶対圧測定用がございます。測定レンジは 0 〜 ±20Pa の超微圧レンジから 0 〜

33 種類（Dash No.06 〜 No.70）のダイヤフラムの中から最も適した物を選ぶには次のように行います。

70MPa の高圧レンジまで 33 レンジと幅広いレンジをそろえ、目的のレンジが選択できるようになっております。
溶接タイプを除いたモデルはボディーボルトをはずして分解が可能で、圧力室内部の洗浄やオーバープレッシャーのメン① 測定単位（kPa, PSI, Torr, mmHg など）を選択します。

テナンス、ダイヤフラムを交換しての測定レンジの変更ができるなど非常に使い易い構造になっています。出力はキャリア② 測定する圧力が最大どのくらいかを決定します。

デモジュレーター（アンプ部）との組み合わせで電圧・電流・警報出力など各種取り揃えております。

③ 圧力レンジ選択チャートの表を見て、まず①と②で決められた数値が何処であるかを見つけます。
※ 表中に記された数値の中間にある場合には、圧力の高い方の数値を選びます。

製品特長④ 選ばれた数値の行の 1 番左側の二桁の番号がダイヤフラムの Dash No. となります。

■ 0 〜 ±20PaF.S の超微圧レンジから 0 〜 70MPa の高圧まで幅広い測定レンジ
圧力レンジ／ダイヤフラム選択チャート■ 腐食性の流体を圧力室に直接導入して測定可能■ 固有振動数が高く過渡現象測定が可能■ 圧力室の容積及び容積変化が非常に小さく、被測定系に影響を与えない■ 小型・軽量・シンプルな構造で振動や衝撃に強く、温度特性に優れている■ ダイヤフラムの交換が可能で、測定レンジの変更が出来る（溶接タイプを除く）■ 圧力センサーとアンプ間の距離を最大 300m 離しても精度に影響を与えない■ 標準のステンレスタイプのほかニッケルメッキ・金メッキの対応可能■ 許容過圧が大きく誰にでも使い易い

圧力トランスデューサーの構造と動作原理
構造は磁気ステンレス製のダイヤフラムが、インダクタンスコイルが埋め込まれ表面をインコネル板でカバーされた 2 個のステンレスブロックで【 図 1 】可変リラクタンストランスデューサ断面図
コイル L 1

挟み込まれた構造です（図 1）。

ダイヤフラムギャップ P２
コイル L２

接液部材質はステンレス・インコネル及び O リングとなり、腐食性流体の測定や Wet/Wet の測定ができるのが特徴です。
両側圧力室は左右対称構造で、圧力室の容積も非常に小さく、また容積“ E ” コア

変化も少ない構造です。また圧力室内の空気抜きの為のブリードポートが備えられております。

このトランスデューサーをキャリアデモジュレーターに接続すると、（図 2）の様にトランスデューサー内のコイルとキャリア・オシレータ部の励振コ

ギャップ P１

プレッシャーポート

イルとの間に AC ブリッジ回路が形成されます。ダイヤフラム両側の圧力が等しい場合は、ダイヤフラムは歪まず、両側のギャップ（約 0.127mm）が【 図 2 】トランスデューサブリッジ回路

等しくなる中間位置にあり、両コイルの磁束パスに対するリラクタンスを
信号

等しくします。圧力が発生するとダイヤフラムは低圧側へ歪み、一方のギャップは小さく他方のギャップは大きくなります。磁気リラクタンスはギャップの大きさに比例し各コイルのインダクタンス値を決 定します。

L1

＜例＞

Pressure Range

RANGE
DASH
NO.

PSI

kPa

Torr
(mmHg)

cmH₂O

06
08
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70

.003
.005
.008
.0125
.02
.032
.05
.08
.125
.2
.32
.5
.8
1.25
2.0
3.2
5.0
8.0
12.5
20
32
50
80
125
200
320
500
800
1250
2000
3200
5000
8000
12500

.021
.035
.055
.086
.14
.22
.35
.55
.86
1.4
2.2
3.5
5.5
8.6
14
22
35
55
86
140
220
350
550
860
1400
2200
3500
5500
8600
14000
22000
35000
55000
86000

.155
.259
.414
.65
1.03
1.65
2.58
4.14
6.5
10.3
16.5
25.8
41.4
65
103
165
258
414
650
1030
1650
2580
4140
6500
10300
16500
25800
41400
65000
103000165000258000414000650000

.21
.35
.56
.88
1.4
2.25
3.5
5.6
8.8
14
22.5
35
56
88
140
225
350
560
880
1400
2250
3500
5600
8800
14000
22500
35000
56000
88000
140000225000350000560000880000± 2.5kPa のトランスデューサーを得るためには No.26 のダイヤフ
ラムを選び出します。
また ± 3.5kPa のトランスデューサーの為には、同じく No.26 のダイ
ヤフラムを選びます。
すなわち No.26 のダイヤフラムを持 つトランスデューサーは ±2.2kPa から ± 3.5kPa までの間の任意のフルスケール圧力レンジで校正することができます。
＜例＞DP15 で 10kPa FS のダイヤフラム Dash No. を求める場合
kPa の測定単位の列を見ます。
次に 10kPa は 8.6kPa と 14.0kPa の中間にあるため 14kPa の方を選びます。それに対応する Dash No. は 32 番となります。
したがって圧力トランスデューサー DP15 に 32 番のダイヤフラムが内蔵された型番は DP15-32 になります。
なおこの DP15-32 は 8.6kPa から 14.0kPa 間の任意の値の FS で
キャリブレーションを行うことが出来、高精度な圧力測定が可能です。

接続コネクター

ダイヤフラム

圧力ポート

Oリング

ＡＣキャリア
L2

ボディボルトブリードポート

Ｔ1

従ってダイヤフラムの歪みは一方のコイルのインダクタンスを増加させ、他方を減少させます。このようなインダクタンスの変動に起因するブリッジ

トランスデューサ

キャリア・デモジュレータ

回路の不平衡電圧がトランスデューサーの AC 電圧出力になります。デモ
ジュレーター部はこの AC 信号出力を増幅・整流・フィルターしてトラン
スデューサーが検知した圧力変動に比例した DC 電圧出力にします。
2

3

ENGINEERINGENGINEERING

超微差圧トランスデューサー

超微差圧トランスデューサー

DP103

DP45
【特長】

【特長】

・超微差圧レンジ・超微差圧レンジ・Wet/Wet の差圧測定・優れた応答感度・高耐圧（100kPa/690kPa）

・ダイヤフラム交換可能

・優れた長期安定性

・圧力室の容積が小さい・優れた応答感度
・ダイヤフラム交換可能

測定レンジ： 0…±20Pa 〜 0…±86kPa

測定レンジ： 0…±140Pa 〜 0…±22kPa

精： ±0.25% F.S（直線性・ヒステリシス・再現性を含む） ※アンプ PA シリーズと組合せ校正

精： ±0.25% F.S（直線性・ヒステリシス・再現性を含む） ※アンプ PA シリーズと組合せ校正

オーバープレッシャー： 100kPa（#26 以下のレンジ）/ 690kPa（#28 以上のレンジ）

オーバープレッシャー： 100kPa

ライン圧： 690kPa 以内

ライン圧： 100kPa 以内

アナログ出力： アンプとの組合せで 0±10VDC 以内 ※オプション：4-20mA

アナログ出力： アンプとの組合せで 0±10VDC 以内 ※オプション：4-20mA

媒： SUS410 およびインコネルに適合する気体

度： SUS410、BUNA-N、インコネルに適合する気体又は液体媒

補償温度範囲： ‑17℃ 〜 71℃

補償温度範囲： ‑17℃ 〜 71℃

動作温度範囲： ‑53℃ 〜 121℃

動作温度範囲： ‑53℃ 〜 121℃

温度特性（ZERO）： 0.018% F.S/℃

温度特性（ZERO）： 0.018% F.S/℃

温度特性（SPAN）： 0.09% F.S/℃

温度特性（SPAN）： 0.09% F.S/℃

圧力室の容積： 0.57cc

圧力室の容積： 0.16cc

圧力室の容積変化： 0.057cc

圧力室の容積変化： 0.016cc

圧力ポート： 1/8-27NPT（メス）

圧力ポート： 1/8-27NPT（メス）

電気接続： Amphenol : PT06A-10-6S コネクタ 3m ケーブル ( 標準）

電気接続： Amphenol : PT06A-10-6S コネクタ 3m ケーブル ( 標準）体※Cannon : WK4-21C コネクタ

体

※Cannon : WK4-21C-1/4 コネクタ

※お問合せ下さい。

外形寸法： 32×102×111 mm

外形寸法： 19×57×63 mm

重： 1.11 kg

重： 340 g： P/N 8-XX（#06…#40）

交換用ダイヤフラム

量

交換用ダイヤフラム

量※お問合せ下さい。

： P/N 6-XX（#14…#40）【発注フォーム】【発注フォーム】

圧力レンジ

圧力レンジ

圧力レンジ / ダイヤフラム選択チャートから2 桁の DASH No. をお選びください。

Amphenol コネクタ
1=PT06A-10-6S（標準）DP103−XX−N−1−S−4−D
O リング
N=BUNA-N（標準）
E=Ethylene Propylene
V=Viton-A
S=Silicone
T=Teﬂon（14kPa 以上）

4度

補償温度範囲S= ‑17.7℃ 〜 71.1℃

センサ材質
4=410 STAINLESS STEEL

ケーブル長
A=30cm
B=46cm
C=1.5m
D=3m（標準）
E=4.5m
F=7.5m
G=15m
H=30m
J= なし

圧力レンジ / ダイヤフラム選択チャートから2 桁の DASH No. をお選びください。

Amphenolコネクタ
1=PT06A-10-6S（標準）D P 4 5 − X X − A − 1 − S− 4 − D
Oリング
A= なし（標準）補償温度範囲S= ‑17.7℃ 〜 71.1℃

センサ材質
4=410 STAINLESS STEEL

ケーブル長
A=30cm
B=46cm
C=1.5m
D=3m（標準）
E=4.5m
F=7.5m
G=15m
H=30m
J= なし

5

ENGINEERINGENGINEERING

高ライン圧微差圧トランスデューサー

ダイヤフラム溶接構造・差圧トランスデューサー

DP15

DP10
【特長】

【特長】

・Wet/Wet の差圧計測

・Wet/Wet の差圧計測

・正圧又は負圧の差圧計測

・ダイヤフラム溶接構造

・高ライン圧での微差圧測定・高ライン圧での微差圧測定

・優れた応答性・優れた応答性・550Pa 〜 22MPa と幅広い範囲に対応

・550Pa 〜 22MPa と幅広い範囲に対応

・耐腐食性

・耐腐食性

・ダイヤフラム交換可能

測定レンジ： 0…±550Pa 〜 0…22MPa

測定レンジ： 0…±550Pa 〜 0…22MPa

精： ±0.25% F.S（直線性・ヒステリシス・再現性を含む） ※アンプ PA シリーズと組合せ校正

精： ±0.25% F.S（直線性・ヒステリシス・再現性を含む） ※アンプ PA シリーズと組合せ校正

オーバープレッシャー： 200% F.S（最大 27.5MPa）

オーバープレッシャー： 200% F.S（最大 27.5MPa）

ライン圧： 22MPa 以内

ライン圧： 22MPa 以内

アナログ出力： アンプとの組み合わせで 0±10VDC 以内 ※オプション：4-20mA

アナログ出力： アンプとの組み合わせで 0±10VDC 以内 ※オプション：4-20mA

媒： SUS410、BUNA-N、インコネルに適合する気体又は液体

度： SUS410、BUNA-N、インコネルに適合する気体又は液体媒

補償温度範囲： ‑17℃ 〜 71℃

補償温度範囲： ‑17℃ 〜 71℃

動作温度範囲： ‑53℃ 〜 121℃

動作温度範囲： ‑53℃ 〜 121℃

温度特性（ZERO）： 0.018% F.S/℃

温度特性（ZERO）： 0.072% F.S/℃（14kPa 未満）/ 0.036% F.S/℃（14kPa 以上）

温度特性（SPAN）： 0.036% F.S/℃

温度特性（SPAN）： 0.072% 読値 /℃

圧力室の容積： 0.066cc

圧力室の容積： 0.066cc

圧力室の容積変化： 0.005cc

圧力室の容積変化： 0.005cc

圧力ポート： 1/8-27NPT（メス）

圧力ポート： 5/16-24UNF（メス）

電気接続： Amphenol : PT02A-10-6P コネクタ ( 標準）

電気接続： Amphenol : PT02A-10-6P コネクタ ( 標準）体※Cannon : WK4-32S コネクタ

体

※お問合せ下さい。

※Cannon : WK4-32S コネクタ

外形寸法

： 38×38×51 mm

外形寸法： 38×38×51 mm

重： 340 g重： 330 g： P/N 3-XX（#20…#64）

交換用ダイヤフラム

量

交換用ダイヤフラム【発注フォーム】

量※お問合せ下さい。

： 溶接タイプの為交換不可【発注フォーム】

圧力レンジ
圧力レンジ選択チャートをご参照ください。

Amphenolコネクタ
1=PT02A-10-6P（標準）補償温度範囲S= ‑17.7℃ 〜 71.1℃

センサ材質
4=410 STAINLESS STEEL（標準）
5=410 SST NICKEL PLARED
6=410 SST GOLD PLATED

DP15−XX−N−1−S−4−A
Oリング
N=BUNA-N（標準）
E=Ethylene Propylene
V=Viton-A
S=Silicone
T=Teﬂon（14kPa 以上）

6度

圧力ポート/ブリードポート
圧力ポート
A=1/8-27NPT（メス）
B=1/8-27NPT（メス）
C=1/4 O.D.X1” LG チューブ
D＝5/16-24（メス）

圧力レンジ
圧力レンジ選択チャートをご参照ください。

Amphenolコネクタ
1=PT02A-10-6P（標準）補償温度範囲S= ‑17.7℃ 〜 71.1℃

センサ材質
4=410 STAINLESS STEEL（標準）
7=17-7ph SST（55kPa 以上）

DP10−XX−N−1−S−4−A

ブリードポート
8-32 ブリードスクリュウ（標準）1/8-27NPT（メス）なしなし

アダプターフィッティングOリング
N=BUNA-N（標準）
E=Ethylene Propylene
V=Viton-A
S=Silicone
T=Teﬂon（14kPa 以上）

圧力ポート/ブリードポート
圧力ポート
アダプタ
A=5/16-24UNF（メス）
1/8-27NPT（オス）（標準）
B=5/16-24UNF（メス）
1/8-27NPT（メス）
C=5/16-24UNF（メス）
1/8 フレアチューブ
D=5/16-24UNF（メス）
1/4 フレアチューブ
E=5/16-24UNF（メス）なし
F=1/4 外径チューブ（1インチ）なし

7

ENGINEERINGENGINEERING

絶対圧トランスデューサー

超高ライン圧・微差圧トランスデューサー

AP10

DP303
【特長】

【特長】

・550PaA 〜 22MPaA と幅広い測定レンジ

・Wet/Wet の差圧計測

・耐腐食性ダイヤフラム溶接構造

・超高ライン圧での微差圧測定

・圧力室容積が非常に小さい

・550Pa 〜 35MPa と幅広い測定レンジ

・姿勢 / 加速度感度が低い

・優れた応答性・許容耐圧が高い（140kPa または 200%FS の大きい値）

・耐腐食性
・ダイヤフラム交換が可能

測定レンジ： 0…550PaA 〜 0…22MPaA

測定レンジ： 0…±550Pa 〜 0…35MPa

精： ±0.25% F.S（直線性・ヒステリシス・再現性を含む） ※アンプ PA シリーズと組合せ校正

精： ±0.5% F.S（直線性・ヒステリシス・再現性を含む） ※アンプ PA シリーズと組合せ校正

オーバープレッシャー： 140kPaA または 200%F.S のいずれか大きい値

オーバープレッシャー： 500% F.S（最大 52.5MPa）

アナログ出力： アンプとの組み合わせで 0±10VDC 以内 ※オプション：4-20mA

ライン圧： 35MPa 以内

媒： SUS410、インコネルに適合する気体又は液体

アナログ出力： アンプとの組み合わせで 0±10VDC 以内 ※オプション：4-20mA

補償温度範囲： ‑17℃ 〜 71℃媒： SUS410、BUNA-N、インコネルに適合する気体又は液体

動作温度範囲： ‑53℃ 〜 121℃

補償温度範囲： ‑17℃ 〜 71℃

温度特性（ZERO）： 0.072% F.S/℃（14kPa 未満）/ 0.036% F.S/℃（14kPa 以上）

動作温度範囲： ‑53℃ 〜 121℃

温度特性（SPAN）： 0.072% 読値 /℃

温度特性（ZERO）： 0.018% F.S/℃

圧力室の容積： 0.066cc

温度特性（SPAN）： 0.036% F.S/℃

圧力室の容積変化： 0.005cc

圧力室の容積： 0.066cc

圧力ポート： 5/16-24 UNF（メス）

圧力室の容積変化： 0.005cc

電気接続： Amphenol : PT02A-10-6P コネクタ ( 標準）

圧力ポート： 1/8-27NPT（メス）

電気接続： Amphenol : PT02A-10-6P コネクタ ( 標準）度体※Cannon : WK4-32S コネクタ

※お問合せ下さい。

度

体

外形寸法

： 38×38×51 mm

重： 330 g

外形寸法

： 44×56×61 mm： 溶接タイプの為交換不可

重： 910 g量

交換用ダイヤフラム※Cannon : WK4-32S コネクタ

量

交換用ダイヤフラム【発注フォーム】： P/N 5-XX（#20…#66）【発注フォーム】

圧力レンジ
圧力レンジ選択チャートをご参照ください。

Amphenolコネクタ
1=PT02A-10-6P（標準）補償温度範囲S= ‑17.7℃ 〜 71.1℃

センサ材質
4=410 STAINLESS STEEL（標準）
7=17-7ph SST（55kPa 以上）

AP10−XX−N−1−S−4−A
アダプターフィッティングOリング
N=BUNA-N（標準）
E=Ethylene Propylene
V=Viton-A
S=Silicone
T=Teﬂon（14kPa 以上）

8※お問合せ下さい。

圧力ポート/ブリードポート
圧力ポート
アダプタ
A=5/16-24UNF（メス）
1/8-27NPT（オス）（標準）
B=5/16-24UNF（メス）
1/8-27NPT（メス）
C=5/16-24UNF（メス）
1/8 フレアチューブ
D=5/16-24UNF（メス）
1/4 フレアチューブ
E=5/16-24UNF（メス）なし
F=1/4 外径チューブ（1インチ）なし

圧力レンジ
圧力レンジ選択チャートをご参照ください。

Amphenolコネクタ
1=PT02A-10-6P（標準）

センサ材質
4=410 STAINLESS STEEL（標準）
5=410 SST NICKEL PLARED
6=410 SST GOLD PLATED

D P 3 0 3 − X X − N −1 − S − 4 −A
Oリング
N=BUNA-N（標準）
E=Ethylene Propylene
V=Viton-A
S=Silicone
T=Teﬂon（14kPa 以上）

補償温度範囲S= ‑17.7℃ 〜 71.1℃

圧力ポート/ブリードポート
圧力ポート
ブリードポート
A=1/8-27NPT（メス） 8-32 ブリードスクリュウ（標準）B=5/16-20UNF-3B
8-32 ブリードスクリュウ

9

ENGINEERINGENGINEERING

超高ライン圧/微差圧トランスデューサー

アンプ内蔵型圧力トランスデューサー

DP360 / DP363

P55A / P55D / P55E
【特長】

【特長】

・Wet/Wet の差圧計測

・Wet/Wet の差圧計測

・超高ライン圧での微差圧測定・差圧、ゲージ圧、絶対圧計測

・35kPa 〜 86MPa と幅広い測定レンジ

・高ライン圧での微差圧測定

・優れた応答性・優れた高応答性・耐腐食性・550Pa 〜 22MPa と幅広い範囲に対応

・ダイヤフラム交換が可能

・優れた耐腐食性
・優れた耐振動特性
・ダイヤフラム交換が可能

測定レンジ： DP360 0…±350kPa 〜 0…69MPa / DP363 0…±35kPa 〜 0…860kPa

測定レンジ： P55A 0…550Pa 〜 0…22MPa / P55D・E 0…±550Pa 〜 0…22MPa

精： ±0.5% FS（直線性・ヒステリシス・再現性を含む） ※アンプ PA シリーズと組合せ校正精： P55A ±0.5%F.S / P55D ±0.25%F.S / P55E ±0.1%F.S

度

度

オーバープレッシャー： DP360 200% F.S（最大 86MPa）/ DP363 200% F.S（最大 52.5MPa）（直線性・ヒステリシス・再現性を含む）

ライン圧： 86MPa 以内

オーバープレッシャー： 140kPaA または 200% F.S のいずれか大きい値

アナログ出力： アンプとの組み合わせで 0±10VDC 以内 ※オプション：4-20mA

ライン圧： 22MPa 以内

媒： SUS410、BUNA-N、インコネルに適合する気体又は液体

アナログ出力： 0±5VDC または 4-20mA

補償温度範囲： ‑17℃ 〜 71℃

電源電圧： 9 〜 55VDC

動作温度範囲： ‑53℃ 〜 121℃

媒

： SUS410、BUNA-N、インコネルに適合する気体又は液体

温度特性（ZERO）： 0.018% F.S/℃

補償温度範囲： ‑17℃ 〜 71℃

温度特性（SPAN）： 0.072% F.S/℃

動作温度範囲： ‑53℃ 〜 121℃

圧力室の容積： 0.066cc

温度特性： 0.5% F.S

圧力室の容積変化： 0.005cc

圧力室の容積： 0.066cc

圧力ポート： 7/16-20 UNF（メス）

圧力室の容積変化： 0.005cc

電気接続： Amphenol : PT02A-10-6P コネクタ ( 標準）

圧力ポート： P55A 5/16-24 UNF / P55D・E 1/8-27NPT（メス）

電気接続： Amphenol : PT02A-10-6P コネクタ ( 標準）体※Cannon : WK4-32S コネクタ

※お問合せ下さい。

体

外形寸法： 38×38×51 mm

重： 340 g

外形寸法

： 38×41×115 mm： DP360 P/N 11-XX（#48…#70）/ DP363 P/N 12-XX（#38…#46）

重： 460 g量

交換用ダイヤフラム※Cannon : WK4-32S コネクタ

量

交換用ダイヤフラム

圧力レンジ
圧力レンジ選択チャートをご参照ください。

Amphenolコネクタ
1=PT02A-10-6P（標準）

センサ材質
4=410 STAINLESS STEEL（標準）
5=410 SST NICKEL PLARED
6=410 SST GOLD PLATED

DP363・360−XX−N−1−S−4−B
Oリング
N=BUNA-N（標準）
E=Ethylene Propylene
V=Viton-A
S=Silicone
T=Teﬂon

補償温度範囲S= ‑17.7℃ 〜 71.1℃

圧力ポート/ブリードポート
圧力ポート
ブリードポート
A=1/8-27NPT（メス） 8-32 ブリードスクリュウ
B=5/16-20UNF-3B
8-32 ブリードスクリュウ（標準）D= ゲージ･差圧
E= ゲージ･差圧（±0.1%F.S）
A= 絶対圧※お問合せ下さい。

： P/N 3-XX（#20…#64） ※ P55A は溶接タイプの為交換不可【発注フォーム】【発注フォーム】

10

P55D・E 200% F.S（最大 27.5MPa）

Amphenolコネクタ
1=PT02A-10-6P（標準）

出力信号
-FS
ZERO
+FS
1=
0
5VDC
2= -5VDC
0
+5VDC
3=
0
+2.5VDC +5VDC
4=
4mA
20mA
5= 4mA 12mA 20mA

圧力レンジ
圧力レンジ選択
チャートをご参照
ください。

センサ材質
4=410 STAINLESS STEEL（標準）
5=410 SST NICKEL PLARED
6=410 SST GOLD PLATED
7=17-7ph SST（86kPa 以上）

P55−D−1−N−2−XX−S−4−A

Oリング（絶対圧の場合は、アダプターOリング）
N=BUNA-N（標準）
E=Ethylene Propylene
V=Viton-A
S=Silicone
T=Teﬂon（14kPa 以上）

温度オプション
S= ‑17.7℃ 〜 71.1℃
W= ‑53℃ 〜 121℃

圧力ポート/ブリードポート ※ 差圧・ゲージ圧タイプのみ
圧力ポート
ブリードポート / アダプター
A*=1/8-27NPT（メス） 8-32 ブリードスクリュウ（標準）B*=1/8-27NPT（メス） 1/8-27NPT（メス）
E=5/16-24UNF（メス） なし
F=1/4OD 1” チューブ なし

11

ENGINEERINGENGINEERING

高ライン圧アンプ内蔵型圧力トランスデューサー

ポータブルデジタルマノメータ

P365D

PS309D / PS309A（絶対圧）
【特長】

【特長】

・Wet/Wet の差圧計測

・小型 / 軽量 / バッテリー駆動

・高ライン圧での微差圧測定

・差圧 / 絶対圧計測・優れた高応答性・高ライン圧での微差圧測定

・550Pa 〜 22MPa と幅広い範囲に対応

・優れた温度特性

・優れた耐腐食性

・550Pa 〜 22MPa と幅広い測定レンジ

・優れた耐振動特性

・耐腐食性

・ダイヤフラム交換が可能

測定レンジ： 0…±35kPa 〜 0…±69MPa

測定レンジ： PS309D 0…±550Pa 〜 0…22MPa / PS309A 0…550PaA 〜 0…22MPaA

精： ±0.5% F.S（直線性・ヒステリシス・再現性を含む）

精： ±0.25%F.S（直線性・ヒステリシス・再現性を含む）

オーバープレッシャー： 200% FS（最大 88MPa）

オーバープレッシャー： PS309D 200%F.S（最大 22MPa）/ PS309A 140kPaA または 200%FS いずれか大きい値

ライン圧： 88MPa 以内

ライン圧： 22MPa 以内

アナログ出力： 0±5VDC または 4-20mA

アナログ出力： 0±2VDC または 4-20mA

電源電圧： 9 〜 55VDC

電源電圧： 電圧出力タイプ＝バッテリー駆動（1.5V×6 本）

媒： SUS410、BUNA-N、インコネルに適合する気体又は液体度

体外部電源＝8 〜 32VDC または AC アダプター

補償温度範囲： ‑17℃ 〜 71℃

媒

動作温度範囲： ‑53℃ 〜 121℃

補償温度範囲

： 0℃ 〜 71℃

温度特性： 0.5%F.S

動作温度範囲

： 0℃ 〜 71℃

圧力室の容積： 0.066cc

温度特性（ZERO）： 0.02%F.S/℃

圧力室の容積変化： 0.005cc

温度特性（SPAN）： 0.02%F.S/℃

圧力ポート： 1/8-27NPT（メス）

圧力室の容積： 0.066cc

電気接続： Amphenol : PT02A-10-6P コネクタ ( 標準）

圧力室の容積変化： 0.005cc

圧力ポート： 1/8-27NPT（メス）※Cannon : WK4-32S コネクタ

※お問合せ下さい。

： 38×46×113 mm

外形寸法： 44×119×159 mm

重： 460 g重

： 1 kg： P/N 12-XX（#38…#46）

交換用ダイヤフラム

量【発注フォーム】

Amphenolコネクタ
1=PT02A-10-6P（標準）

出力信号
-FS
ZERO
+FS
1=
0
5
2= -5VDC
0+5VDC
3=0 +2.5VDC +5VDC
4=
4mA
20mA
5= 4mA 12mA 20mA

温度オプション
S= ‑17.7℃ 〜 71.1℃
W= ‑53℃ 〜 121℃

P 3 6 5 D − 1 − N − 2 − X X − S −4 −B
Oリング
N=BUNA-N（標準）
E=Ethylene Propylene
V=Viton-A
S=Silicone
T=Teﬂon量

圧力レンジ
圧力レンジ選択チャートをご参照ください

圧力ポート
圧力ポート
A=1/8-27NPT（メス）
B=5/16-24UNJF-3B

14 〜 40VDC： P/N 3-XX（#20…#64） ※絶対圧タイプは交換不可【発注フォーム】
センサ材質
4=410 STAINLES STEEL（標準）
5=410 SST NICKEL PLARED
6=410 SST GOLD PLATED

電流出力タイプ＝2 線式： SUS410、BUNA-N、インコネルに適合する気体又は液体

体

外形寸法
交換用ダイヤフラム

12度

D= 差圧･ゲージ圧
A= 絶対圧表示
1=31/2LCD 表示

出力信号
-FS
ZERO
+FS
1=
0
2VDC
2= -2VDC
0
+2VDC
3=
0
2VDC（ルート出力）
4=4mA 20mA（外部電源）
5= 4mA 12mA 20mA（外部電源）

センサー材質4=410 STAINLESS STEEL（標準）
5=410 SST NICKEL PLARED
6=410 SST GOLD PLATED
7=17-7ph SST（86kPa 以上）

PS309−D−1−N−2−XX−S−4−A
Oリング（絶対圧の場合は、アダプターOリング）
N=BUNA-N（標準）
E=Ethylene Propylene
V=Viton-A
S=Silicone
T=Teﬂon（14kPa 以上）

圧力レンジ
圧力レンジ選択チャートをご参照ください

補償温度範囲S=0℃ 〜 71.1℃

時定数 ローパスフィルター
A=
1.0 SEC 0.159Hz
B=
0.10 SEC 1.59Hz
記入なし = 0.01 SEC 15.9Hz

13

ENGINEERINGENGINEERING

キャリア・デモジュレーター（アンプ）キャリア・デモジュレーター（アンプ）CD379

PA701 シリーズ

PA501 シリーズ【特長】
小型・軽量設計のハンディータイプのアンプです。
単 3 電池 6 本で動作し、3 1/2 桁液晶表示と ±2VDC のアナ
ログ出力付です。8 〜 32VDC の外部電源または AC アダプ
ターにより使用も可能です。オプションとして 4-20mA/ ルー
ト出力があります。
（センサとの組合せ校正です）※精度についてはお問合わせ下さい。

可変リアクタンス型や差動トランス型の圧力トラン

可変リアクタンス型圧力トランスデューサーを動作

入力感度： 最少 15mV/V スパンコントロールにより連続的に調整可能

スデューサーを動作させ、その測定結果を表示ささせ、その測定結果をアナログ信号で供給します。

出： 電圧：0±2VDC @0.2mA 電流：4-20mA（2 線式）

せるデジタル指示計付キャリアデモジュレーター

応答周波数は 1kHz と高速で、ダイナミックな測定です。アナログ信号タイプのほか、BCD 出力付きタも可能です。またトランスデューサーと最大 300m

イプや上下限設定出力付きタイプなどがあります。

離しての設置が可能です。

力

インピーダンス： 100Ω

応答周波数： リニア出力：0-100Hz ルート出力：0-20Hz

センサ接続： PT02A-10-6P Amphenol

使用温度範囲： ‑17℃〜 55℃

電源： 1.5V 単 3 電池 6 本、8 〜 32VDC 外部電源、AC アダプター

重量： 765g14 〜 40VDC 外部電源（4-20mA 出力用）

外形寸法

： 43.7×118.4×184.2 mm【発注フォーム】
出力信号
+FS
ZERO
2VDC
1=
0
+2VDC
2= -2VDC
02VDC（ルート出力）3=0
4=4mA 20mA（外部電源）
5= 4mA 12mA 20mA（外部電源）

入力感度： 最少 15mV/V スパンコントロールにより連続的に調整可能

出力（電圧）： 0±10VDC 以内 @10mA 短絡保護付き ※オプション：4〜20mA

インピーダンス： 10Ω nominal

応答周波数： 0-1000Hz ﬂat ±10%

スタビリティ

： ±0.1%/30 日

リップル： 10mV P-P 以下

ゼロドリフト： ±0.009%/℃

センサ接続： Amphenol : PT02A-10-6P 用 ( 標準）-FS

表示
1=3 1/2LCD 表示

CD379−1−2※Cannon : WK4-32S コネクタ用※お問合せ下さい。

使用温度範囲： PA701 ‑17℃ 〜 60℃ / PA501 ‑17℃ 〜 85℃

電： 100VAC 50-400Hz

源： 4 1/2LED 表示

表示
オプション

： 4-20mA、BCD 出力、HI・GO・LO 設定 ※PA501（表示器なし - 標準）重： PA701 2kg / PA501 1kg

量

外形寸法

： PA701 83×183×190 mm / PA501 46×183×177 mm【発注フォーム】

出力信号
Amphenolコネクタ
V=±10VDC 以内（標準）
1=PT02A-10-6P 用 ( 標準） I=4-20mA（オプション）

PA701−1−V−A

Amphenolコネクタ
1=PT02A-10-6P 用 ( 標準）出力信号
V=±10VDC 以内（標準）
I=4-20mA（オプション）

PA501−1−V
オプション
A= 標準
C=BCD 出力
E=Hi・Lo・Go 比較出力

1415