SERVOPROFIDSERVOPRO FID は火炎イオン検知器をベースにした分析計で、全炭化水素 (THC) の水準を可燃限度以下に維持することによって極低温空気分離プラントの安全運転を確保します。SERVOPROFID は純酸素、純窒素、純アルゴン及び空気の品質制御も行うことができます。

特徴
信頼できる安定した火炎イオン検知器
標準設定は三つの測定レンジ、オーバーレンジ機能
最適な出力精度のための自動レンジ切換機能
消炎警報と燃料ガス遮断バルブ
デジタル通信応用
空気分離プロセス・コントロール
製品検証
保安SERVOPRO
FID
重要な特徴
様々な背景ガスの中で全炭化水素を測定
空気、窒素、アルゴン及び粗クリプトン＆キセノン中の全炭化水素を測定。

燃料ガス遮断バルブ
検知器の火炎が消えれば，安全のため燃料供給バルブを自動的に遮断。

3 つの測定レンジに自動レンジ切換機能とオーバーレンジ機能
標準レンジは 0-10ppm、0-100ppm 、 0-1000ppm。10,000ppm (1%) までのオーバーレンジ機能を具備。

デジタル通信SERVOPRO FID は幅の広いデジタル通信機能を装備－RS232 ASCII 出力（オプション）、イーサネット（オプション）及びレンジ認識IDコンタクト。

電気安全
IEC 61010-1：Ed2 電気安全に適合。
北米 cTUVul での使用認証済み。
製品はIEC60664-1 に準ずる“設置カテゴリ II”に該当。
製品は IEC60664-1 に準ずる“汚染等級 2”に該当。

EC 指令に符合SERVOPRO FID は 以 下 の も の に 適 合 し て い る 。 低 電 圧 指 令 (2006/95/EC)、 EMC 指 令(2004/108/EC)、WEEE 指令（2002/96/EC（2003/108/ECにより修正済みのもの））及び他のあらゆる適用される指令。

接サンプル部材料
アナライザーは以下の材料で構成されています：
真鍮
ステンレススチール
アルミニウム 6061-T6
PEEK ケトン 1000
シリコンゴムガラス

バイトン
無電解ニッケルメッキ
12L14 冷延鋼
ニッケル鉄

使用条件
バックグラウンドガス

アルゴン、窒素及び空気

酸素

空気フロー&圧力

300ml/min & 15-30psig

300ml/min & 15-30psig

燃料タイプ

水素窒素含有燃料

燃料フロー&圧力

65ml/min & 15-30psig

100ml/min & 15-30psig

電源ゼロガス

スパンガス

100-120V 交流又は 220V-240V 交流，50/60Hz，150VA
5N級アルゴン、窒素又は空気（サンプルバックグラウンドガスに依る）

交流 100-120V 又は交流 220V240V，50/60Hz，150VA
5N 級酸素アルゴン、窒素又は空気中に少なくとも酸素中に少なくとも 90% の fsd CH4
90% の fsd CH4 を含む（サンプルバックを含むグラウンドガスに依る）
3

SERVOPRO
FID
仕様
アルゴン、窒素及び空気中の全炭化水素(THC)

酸素中の全炭化水素 (THC)

水素火炎イオン検知器 (FID)
0-10ppm0-100ppm
0-1000ppm* 10,000ppmまでレンジ超オーバー可能

水素火炎イオン検知器 (FID)
0-10ppm0-100ppm
0-1000ppm* 10,000ppmまでレンジオーバー可能

最小推奨出力範囲：

0-10ppm

0-10ppm

固有誤差（精度）：≤1% FSD≤1% FSD

再現性：≤0.5% FSD

≤0.5% FSD

100ml/min で < 15 秒

30ml/min で 25 秒

ゼロドリフト/24時間：
スパンドリフト/24時間：
検知限界 (LDL)：

1% FSD
1% FSD
0.1ppm

2% FSD
2% FSD
0.1ppm

相互干渉▲（窒素でゼロ設定）：

影響なし

影響なし

300 ～ 500ml/min
40 ～ 100ml/min
10 ～ 150ml/min

300 ～ 500ml/min
40 ～ 100ml/min
10 ～ 150ml/min

ガスタイプ&バックグラウンドガス
性能
技術：
作動レンジ：

サンプル流量毎での応答時間(T90)：

フローレンジ：
空気：
燃料：
サンプル：
出力/入力
アナログ出力：隔離 4-20mA

アナログ出力レンジ：

0-10ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm

通常故障警報：無電圧単極リレー（24V 直流，1A）

レンジ切換：

無電圧単極リレー（24V 直流，1A）

オプション
シリアル出力：RS232 に基づく連続 ASCII

デジタル通信：イーサネット (TCP)

濃度アラーム：2 つの無電圧単極接点、ハイアラーム、ハイ－ハイアラーム用 (24VDC＠１A)

サンプルガス
温度：

5°C～40℃（41°F～104°F）

露点：

最低環境温度の 5℃ (9°F) 以下

条件：

油分無し，非腐蝕性，非凝結性，非可燃性

微粒子：

10um 以下

排気：

大気中に排気サンプル流量：30 ～ 100ml/min

サンプル圧力：5 ～ 15 Psig

環境条件
温度：

+5˚C ～ +40˚C

相対湿度：

0-95% 相対湿度，非結露

高度：

海抜 2000 メートル以上

4

SERVOPRO
FID
説明
電源ケーブル：

2 種類の電源ケーブルから選択可：
100/120V 交流

USA

220/240V 交流

コネクター無し

アナログ出力：アナライザーは 4-20mA 出力を備え、標準として自動レンジング装備



アナログ出力通常故障警告：通常故障警報が注意喚起を表示リレーコンタクト

デジタル出力：アナライザーはデジタル通信によって遠隔操作可能。それにより標準 
リレーコンタクトを具備した場合より高いレベルの遠隔診断ができる。 イーサネット TCP
RS 2323 レンジ ID 出力

取付：

SERVOPRO FID は標準的な 3U 19 インチラック内に収まるよう設計されています。

ラックマウント

英語

取扱い説明：

寸法425.96540460.25131.83

寸法は mm で表示

BUSINESS CENTRESTECHNICAL CENTRESEUROPEAN (Europe, Middle East, Africa and India):

Servomex Group Limited
Jarvis Brook
CrowboroughEast Sussex, UK
TN6 3FB
Tel: +44 (0)1892 652181
Fax: +44 (0)1892 662253

Tel: +31 (0) 79 3301581

Fax: +31 (0) 79 3420819

Toll Free from UK/France/Germany/Netherlands:00800 7378 6639
AMERICAS:
Tel: +1 281 295 5800

Servomex Canada
1076 Johnson Street,Thetford Mines,
Qc Canada,
G6G 5W6
Tel: +1 418 3340990
Fax: +1 418 3340660

Fax: 1 281 295 5899

Toll Free from US:
1 800 862 0200
ASIA PACIFIC:
Tel: +86 (0) 21 6489 7570 Fax: +86 (0) 21 6442 6498

WWW.SERVOMEx.COM
Servomex は製品性能向上のために不断の改良を行っており、製品仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。
© Servomex Group Limited. 2010. Spectris 企業。すべての権利を留保。

PBk1000A1 Rev.0 01/10 J