高 精 度 デ ジ タ ル 指 示 計
MODEL ＴＩ－ ７０３
取 扱 説 明 書

10
IN1
IN2
COM1
SHL
OUT1
OUT2
COM2
OP1
OP2
COM3

1

TI-703
AZ

CLEAR

+EXC
+SEN
-SEN
-EXC
+SIG
-SIG
SHL
E
+24V
0V

TOYO SOKKI
1120

東洋測器株式会社
本社

横浜市港北区新羽町９６ ４－２４Ｔ ＥＬ ０４５－５４０－８３５ ３
Ｆ ＡＸ ０４５－５４４－８３５ ４

MA4 -00240-R3(2019/9)

－－

目

次

－－

頁
§ １ ． 概 要 ----------------------------------------------------------------------------3§ ２ ． 機 器 の据 付お よ び 接続 方 法 ----------------------------------------------------------3
２ － １． 機器 の 据 付環 境 等 -------------------------------------------------------------- 3
２ － ２． 安定 な 測 定系 を 得 るた め に は ---------------------------------------------------- 3§ ３ ． 外 観 およ び各 部 名 称 ----------------------------------------------------------------5§ ４ ． 機 能 およ び操 作 --------------------------------------------------------------------6
４ － １． 計 量 モ ー ド ------------------------------------------------------------------- 6
４ － ２． フ ァ ン ク シ ョ ン モ ー ド -------------------------------------------------------- 8
４ － ３． テ ス ト モ ー ド ----------------------------------------------------------------- 8§ ５ ． 校 正 ------------------------------------------------------------------------------9
５ － １． キャ ル ロ ック ------------------------------------------------------------------ 9
５ － ２． 実荷 重 に よる 校 正 -------------------------------------------------------------- 9
５ － ３． 等価 入 力 によ る 校 正 ----------------------------------------------------------- 10§ ６ ． オ プ ショ ン（ 工 場 出荷 時 指 定） -----------------------------------------------------11
６ － １． ４～ ２ ０ ｍＡ 電 流 出力 (OP-1) ／ ±１０Ｖ電圧出力 (OP-2) --------------------- 11
６ － ２． ＲＳ － ２ ３２ Ｃ (OP-3) -------------------------------------------------------- 12
６ － ３． カレ ン ト ルー プ シ リア ル 出 力 (OP-4) ------------------------------------------- 13§ ７ ． フ ァ ンク ショ ン モ ード -------------------------------------------------------------14
７ － １． 操作 方 法 --------------------------------------------------------------------- 14
７ － ２． 設定 内 容 --------------------------------------------------------------------- 14§ ８ ． テ ス トモ ード ---------------------------------------------------------------------19
８ － １． 操作 方 法 --------------------------------------------------------------------- 19
８ － ２． テス ト 項 目 ------------------------------------------------------------------- 19§ ９ ． 異 常 時の 対処 方 法 -----------------------------------------------------------------20
９ － １． 基本 的 な 点検 項 目 ------------------------------------------------------------- 20
９ － ２． 校正 時 の 注意 点 --------------------------------------------------------------- 20
９ － ３． 異常 な 表 示を 行 っ てい る 場 合の対処方法 ----------------------------------------- 20
９ － ４． 本器 の 故 障で あ る かの 判 断 ----------------------------------------------------- 20
９ － ５． セ ン サ ー (ロ ー ド セル )の 確認 -------------------------------------------------- 20§ １ ０ ． 仕 様 -------------------------------------------------------------------------22
１ ０ －１ ． A/D 変 換部 ----------------------------------------------------------------- 22
１ ０ －２ ． 表示 部 --------------------------------------------------------------------- 22
１ ０ －３ ． 零点 ・ 感度 調 整 ------------------------------------------------------------- 22
１ ０ －４ ． Ｉ／ Ｏ 部 ------------------------------------------------------------------- 22
１ ０ －５ ． オプ シ ョン ----------------------------------------------------------------- 23
１ ０ －６ ． 総 合 --------------------------------------------------------------------- 23§ １ １ ． 型 式 一 覧 、附 属 品 ---------------------------------------------------------------24
１ １ －１ ． 型 式 --------------------------------------------------------------------- 24
１ １ －２ ． 附属 品 --------------------------------------------------------------------- 24§ １ ２ ． 端 子 配 列 -----------------------------------------------------------------------25§ １ ３ ． 外 形 寸 法 図 ---------------------------------------------------------------------26§ １ ４ ． 機 能 ブ ロ ック 図 -----------------------------------------------------------------26※ こ の 取 扱 説 明 書 の 内 容 は 、 プ ロ グ ラ ム バ ー ジ ョ ン 『 Ver 2.20』 以 降 に 適 合 し ま す 。

- 2 -MA4-00240-R3

§１ ． 概要

本器は台秤やホッパーなどのレベル制御に最適な小型デジタル指示計です。
断線検出機能により制御システムの信頼性が向上します。
設定変更はキー操作により容易に行え、風袋引きなどはワンタッチ操作で行えます。
オ プ シ ョ ン と し て 、 高 精 度 ア ナ ロ グ 出 力 の 4～ 20mA電 流 出 力 ま た は 0～ ±10V電 圧 出 力 、 シ リ アル 通 信 と し て RS-232C入 出 力 ま た は カ レ ン ト ル ー プ 出 力 の 中 か ら 1点 を 備 え る こ と が 出 来 ま す 。

§ ２ ． 機器の据 付およ び接続 方法
２－１． 機器の据 付環境 等
1） 本器の使用 温度範 囲は-10℃～40℃です。 直射日光の当らない場所ま た、結露しない 場所に設置して下さ い。
2） 本器はDC24V電源専用 です。 電源事 情の悪い場合は本器専用の電源をご用意していただくこ とをお勧めします。
3） 本器はDINレール取り 付けま たは、壁面取り付け構造となっています。 付属の取り付け金具を使用して取 り付け て下さ い。
4） 端子台は3.5mmピッチ のスク リューレス端子 台です。使用可能な電線の範囲をお確かめのうえ 結
線して下さ い。
5） 各 ケ ー ブ ル の シ ー ル ド は 本 器 ま た は 各 接 続 計 器 の い ず れ か 一 方 で 接 地 し て く だ さ い 。

２－２． 安定な測 定系を 得るた めには
ひずみゲー ジ式の センサ ー（ロ ードセル や圧力計など）を直流アンプで増幅して他の機器につなぐと場合によ り値が フラつ いたり、 シフトしたりする事があります。
（シフト：値 がずれる）
ﾛｰﾄﾞｾﾙ

制御機器(PLC など)

ﾛｰﾄﾞｾﾙ･ｱﾝﾌﾟ(TI-703 など)

図１
この原因は 、セン サー部 分と、ア ンプ部分の基本電位が異なる大きさで振れている事が大半です。
一般の商用 電源（AC100V）から回 り込んでくる誘導です。

- 3 -MA4-00240-R3図２
この症状の 改善に は、図 ２の様 にセンサ ー側の対象物（またはセンサーそのもの）と、測定側のアース端子を 確実に 接続す る事がも っとも効果的です。
測定側のア ース端 子が見 つからな い場合、そのボディーの金属 部分のネジを ゆるめて 、そこ に接続するなど、 何かの 方法で 電位を合 わせると良いでしょう。
センサーと アンプ が遠く 離れてい る場合、それぞれのボディを近くの大地に接地する事で改善す る
事もありま すが、 あまり 遠いと大 地の電位が大きく違っていて、効果が得られない事もあります。
その様な場 合でも 、図２ の接続で 改善出来ます。

- 4 -MA4-00240-R3

§ ３ ． 外観およ び各部 名称

①

10

計量値

IN1
IN2
COM1
SHL
OUT1
OUT2
COM2
OP1
OP2
COM3

1

○

TI-703
AZ

CLEAR

ＧＴＨ__

ｋｇ

② ③ ④ ⑤

⑥

+EXC
+SEN
-SEN
-EXC
+SIG
-SIG
SHL
E
+24V
0V

TOYO SOKKI－１２３４．５

11

20① バックライ ト付LCD表示
上段に計量 値、下 段に動 作状態を 表示します。
各種設定を 行う時 は、ガ イド表示 と設定値を表示します。
キー操作が されな いとバ ックライ トは自動的に消えます。バックライトが消えている状態で何れかのキーを 押すと 点灯し 、再度キ ー操作 を行う事により機能動作を行います。
No. 状態表示
内 容○
1
計量値が安 定した 状態になると点灯
2
Ｇ
総量(GROSS)表示中
Ｎ
正味量(NET)表示中
3
Ｔ
風袋引き中
Ｐ
プリセット 風袋引 き中
4Ｈ
表示ホール ド中に 点滅
Ｐ
ピークホー ルド中 に点滅
Ｂ
ボトムホー ルド中 に点滅
5＿
コンパレー タ出力 が動作中に表示┃_：OUT1、_┃：OUT2 の出力状態を表します。
6単位
ファンクシ ョンモ ードの「F.CAL／UNIT」で選択した単位を表示。
② キイスイッ チ
バックライ トが点 灯して いる状態 でキー操作を行う と機能動作を行います。
キイ
計量中の動 作
各種設定中 の動作
AZ
1 秒間押し続け ることで 風袋引 き動作
CLEAR
1 秒間押し続け ることで 風袋引 き解除
ファンクシ ョンモードの終了
設定中の取 り消し(←)
1 秒間押し続け ることで 零点補 正動作
ファンクシ ョンモードの分類切り換え(ZERO)
数値設定の 桁選択または、候補選択(→)
1 秒間押し続け ることで 零点補 正解除
ファンクシ ョンモードの分類切り換え(ZERO
数値設定の 桁選択または、候補選択
CLEAR)(↑)
1 秒間押し続 ける毎 に総量／ 正味量の表 ファンクシ ョンモードの項目切り換え
(N/G)
示切り換え
選択桁の数 値変更(↓)
押す毎にホ ールド の開始 ／終了
ファンクションモードの 項目切り 換え(HOLD)
選択桁の数 値変更○
(ENT)

1 秒間押し続 けるこ とでファ ンクションモードに移 行

設定値の記 憶③ 外部入出力 信号用 端子台(上 段)④ センサーお よび電 源用端 子台(下段)- 5 -MA4-00240-R3

§ ４ ． 機能およ び操作
４－１． 計 量 モ ー ド１） LCD バックライ ト
キー操作を しない で時間 が過ぎる と、LCD バックライトを自動的に消灯することがで きます。バックライト が消え ている 状態から 何れかのキーを押すと点灯し、再度キー操作をすることにより機能動作を 行いま す。
バックライ トが消 えるま での時間 は、ファンクションモードの「FUNCTION／LCDlight」で選択 することがで きます 。
LCD バックライ トを長期 間点灯 したままにすると、液晶パネルの劣化が早まり表示が見えなくなること がある ので注 意してください。
２） 断線検出※ロードセ ルによ っては 断線を検 出できないも のが ありますので、接続を行う際に断線検出の可否を確認し てくだ さい
ロードセル のケー ブルが 断線する と、た いていの 場合は計量値 がオーバー表 示になっ て異常を知ることがで きます が、稀に 計量値 が安定 した状態 のままとなり断線していることに気付かないこと があ り ま す。 こ の よ うな 状 態 で残 量 管理などを行っているとタンクが空になったり、逆に 溢
れ ると い っ た事 故 に なる 恐 れ があ り ま す。 このような事故を防ぐために本器は断線検出機能を備えていま す。
ひずみゲー ジ式ロ ードセ ルのケー ブルが計量中に 1 本若しくは複数本(シールド線を除く)が断線
すると『CAUTION Cable』または『A/D over』の表示 を点滅して異常を知らせます。 また、異常信号を出力(正 常時 ON、異常時 OFF)することも出来ます。
フ ァ ン ク シ ョ ン モ ード の 「 F.CAL／ WIRE Brk」および「COMP.／CMP1SEL」、「COMP.／CMP2SEL」
を参照して くださ い。
３） 最大表示
ロードセル の過荷 重を知 らせるた めの機能です。
ファンクシ ョンモ ードの「CAL／CAPACITY」で設定した値＋9 目盛りを超えると計量値を点滅して知らせます 。
また、最大 表示を 越えて いる間は 風袋引 き操作が出来ません。
４） 零点補正 (総量の ゼロ点 補正)←キイを 1 秒間押 し続け ると計量 値を零点として記憶します。
また、 → キイを 1 秒間押 し続ける と零点を解除します。
零点補正値 は記憶 されて いるので 電源を切っても消えません。
動作範囲は 、計量値が ファン クショ ンモードの「CAL／CAPACITY」で設定した値の「F.CAL／ZERO
Lmt」で設定し たパー セント 以内です 。
５） 風袋引きAZ キイを 1 秒間押 し続ける と計量 値を風袋値として記憶します。
風袋引き中 は「T」を 表示し ます。
また、 CLEAR キイを 1 秒間押し 続ける と風袋引 きを 解除します。
風袋値は記 憶され ている ので電源 を切っても消えません。
６） プリセット 風袋引 き
予め風袋値 の分か ってい るものを 計量する時に使います。
ファンクシ ョンモ ードの 「FUNCTION／NET」で「Pre-Tare」を設定します。
ファンクシ ョンモ ードの 「FUNCTION／Pre-TARE」で風袋値を設定しま す。
設定範囲は-99999～+99999 です。
0 以外の値を設 定すると 、常時 風袋引 きがされます。
※プリセッ ト風袋 引き機 能とネッ ト演算機能はどちらか 1 つを選択し ます。

- 6 -MA4-00240-R3

７） ネット演算
予め、内容 量の分 かって いるもの を計量する時に使います。
ファンクシ ョンモ ードの 「FUNCTION／NET」で「Pre-Net」を設定します。
ファンクシ ョンモ ードの 「FUNCTION／Pre-TARE」で内容量を設定しま す。
設定範囲は-99999～+99999 です。
計量中に AZ キイを押 すと、計 量値か ら設定した正味量を引いた残りを 風袋値として記憶しま す。
※プリセッ ト風袋 引き機 能とネッ ト演算機能はどちらか 1 つを選択し ます。
８） 総量／正味 量表示 切り換 え↑キイを 1 秒間押 し続け る毎に総 量表示(GROSS)と正味量表示(NET)を切り換えます。
総量表示中 は「G」、 正味量 表示中は 「N」が点灯します。
９） 表示ホール ドa) サンプルホ ールド ：ホー ルド動作 を開始 した時の表示値で固定 します。
b) ピークホー ルド： ホール ド動作中 の最高 値を表示します。
c) ボトムホー ルド： ホール ド動作中 の最低値を表示し ます。
↓キイを押 す毎にホール ド動作の 開始／終了を行ないます。
ホールド動 作中は H/P/B の何れか が点滅します。
１０） コンパレー タ出力
上／下限動 作のリ ミット コンパレ ータ出力が 2 点あります。
a) コンパレー タ上限 動作
出力 ON ：定量 値 ≦ 計量値
出力 OFF：計量 値 ＜ (定量値－ヒ ステリシ ス設定値 )
定量値

出力 ON
OFF

(-)

(+)

ヒステリシ ス設定 値b) コンパレー タ下限 動作
出力 ON ：計量 値 ≦ 定量値
出力 OFF：(定量値 －ヒステ リシス 設定値) ＜ 計量値
(-)

定量値

出力 ON
OFF

(+)
ヒステリシ ス設定値c) 遅延時間
コンパレー タが上 ／下限 判定を行 ってか ら、外部出力を ON するまでの時間を遅らせるこ とができます。
「COMP.／DLY.」
遅延時間 ＝ 設定 値 × 約 0.1s例）100(設定値)× 0.1s ＝ 約 10 秒d) 出力回路⑤⑥

TI-703⑦- 7 -MA4-00240-R3

１１） 外部入力
外部指令入 力とし てフォ トカプラ 入力を 2 点備えています。
入力動作は 、ファ ンクシ ョンモー ドの「EXT.IN」で選択します。
DC12V

2.2kΩ
TI-703①②③

外部指令入 力回路
１２） キイロック
誤操作を防 ぐため にキイ ロック機 能があります。
キイロック 中に ENT キイ以外を押 すと『Lock』と表示され、キイ入力を受け付けません。
外部入力は 受け付 けます 。
キイロック の設定 はファ ンクショ ンモードの「FUNCTION／KEY LOCK」で行ないます。

但し 、４－２． フ ァ ン ク シ ョ ン モ ー ド
各種設定を 行う項 目です 。
ファンクシ ョンモ ードへ 入るには 、計量動作中に ENT キイを 1 秒間押し続けます。
ファンクシ ョン表 を参考 に設定し てください。

４－３． テ ス ト モ ー ド
指示計の動 作を確 認する ための機 能です。
テ ス トモ ー ド 中 は 表 示や 外 部 入 出 力 信 号の動作が通常の計量中とは異なりますので接続した外部機器に異常 がない よう対 策を行っ てください。
テスト モードは、電 源の 切れた 状態 から ENTキイを押しながら電源 を入れるか、ファ ンク ションモードの「FUNCTION／TEST」で→ キ イを1回押した後でENTキイを3回押すことで入ることが出来ます 。

- 8 -MA4-00240-R3

§ ５ ． 校正
校正方法は 、分銅 を使っ て実際に 荷重を 掛けた状態で行う「実荷重校正」と、あらかじめ本器が持 っている基準 値を元 にロー ドセルの 出力電 圧値をキイ入力する「等価入力校正」の2種類があります。
校正はどち らか一 方の方 法で行え ばよく 、最後 に行った校正値で動作 します。
出来るだけ 実荷重 による 校正をお 勧めし ます。
ま た 、 は か り の 非 直 線 性 を 補 正 す る た め に ス パ ン 校 正 が 合 計 5点 取 れ る よ う に な っ て い ま す 。
非 直 線 性 補 正 が 必 要 な い 場 合 は 、 設 定 値 を “ 0” に し て く だ さ い 。
非 直 線 性 補 正 を 行 っ た 場 合 、 校 正 終 了 時 に 校 正 値 の 小 さ い 順 に ス パ ン 1 ～ 5を 自 動 的 に 並 び 替
えます。

５－１． キャルロ ック
誤操作によ り校正 値を壊 してしま わない様に、キャリブレーションのロック機能があります。
キャルロッ ク中は 、スパ ン校正を 行なおうとしても『Lock』と表示されて変更を受け付けません。
但し、ゼロ 点校正 は行う ことが出 来ます。
キャルロッ クの設 定は、 ファンク ションモードの「F.CAL／CAL LOCK」で行ないます。

５－２． 実荷重に よる校 正
ガイド表示
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

16
17
18
19

(計量値)
ＣＡＬ
ＳＥＮＳ
4wire
Ｄ.Ｐｏｉｎｔ

項目
キャルロッ ク解除
校正モード
リモートセ ンス
機能
小数点位置 設定

0
Ｍｉｎ.Ｄｉｖ

最小目盛設 定１
ＣＡＰＡＣ ＩＴＹ
99999

最大表示設 定

ＣＡＬ

０

ゼロ点校正
0

ＣＡＬ

１
10000

スパン校正

ＣＡＬ
～
ＣＡＬ

２

非直線性補 正５
0

操作
キャルロッ クがされている場合は解除する。
ファンクシ ョンモードの「CAL」に入る。
[↑]キイを押して次に進む。
[← ]ま た は[→ ] キ イ で 使 用 す る ロ ー ド セ ル ケ ー ブルを選択す る。
[ENT]キイを押して記憶させる。
[← ]ま た は[→ ] キ イ で 表 示 の 小 数 点 位 置 を 選 択 する。
[ENT]キイを押して記憶させ る。
[←]または[→]キイで最小表示を選択する。
[ENT]キイを押して記憶させ る。
[←][→][↑][↓]キイで最大表示 を設定する。
必要なけれ ば“99999”を設定する。
[ENT]キイを押して記憶させ る。
計量台に何も載っていないことを確認す る。
[→]キイを押して設定値を点滅させる。
設定値が“00000”であるこ とを確認する。
※設定値は “00000”のままで行う。
[ENT]キイを押して記憶させ る。
計量台に分 銅を載せる。
※実際に計量する範囲の出来るだけ大きな分銅を用意する。
[←][→][↑][↓]キイで載せた分銅値を 設定する。
[ENT]キイを押して記憶させ る。
非直線性補正を行わない場合 は 、分 銅値 を“0”に設定し、記 憶させる。
非直線性補正を行う 場 合は 、必 要な 分だ け“CAL 1”と同じ操 作を行う。
※スパン校正値は小さい順に自動的に並べ替えら
れます。

- 9 -

MA4-00240-R3

20

校正モード の終了

５－３． 等価入力 による 校正※等価入 力校正 は EXC=5V 使用時の み対応
ガイド表示
項目
1
キャルロッ ク
解除
2
(計量値)
校正モード
3
ＣＡＬ
4
ＳＥＮＳ
リモートセ ンス
4wire
機能
5
6
Ｄ.Ｐｏｉｎｔ
小数点位置 設定
7
8
9
10
11
11

0
Ｍｉｎ.Ｄｉｖ

最小目盛設 定１
ＣＡＰＡＣ ＩＴＹ
99999

最大表示設 定

ＣＡＬ

０

ゼロ点校正

[CLEAR]キイを2回押して計量モードに戻る。

操作
キャルロッ クがされている場合は解除する。
ファンクシ ョンモードの「CAL」に入る。
[↑]キイを押して次に進む。
[← ]ま た は [→] キ イ で 使 用 す る ロ ー ド セ ル ケ ー ブルを選択す る。
[ENT]キイを押して記憶させ る。
[← ]ま た は [→] キ イ で 表 示 の 小 数 点 位 置 を 選 択 する。
[ENT]キイを押して記憶させ る。
[←]または[→]キイで最小表示を選択する。
[ENT]キイを押して記憶させ る。
[←][→][↑][↓]キイで最大表示 を設定する。
必要なけれ ば“99999”を設定する。
[ENT]キイを押して記憶させ る。
[↑]キイを6回押してゼロ点の等価入 力に進む。

0
12
13
14
15
16
17
18
19

Ｅ.０.ＡｄＪ
0.00000

ゼロ点等価 入力

Ｅ.ＳＰＡｎ１
10000

スパン表示 値

Ｅ.Ｓ.ＡｄＪ１
1.00000

スパン等価 入力

Ｅ.ＳＰＡｎ２～
Ｅ.ＳＰＡｎ５非直線性補 正0

20

校正モード の終了

[ ←][ → ][↑ ][↓ ]キ イ で ロ ー ド セ ル の ゼ ロ 出 力 電
圧値を[mV/V]で設定する。
[ENT]キイを押して記憶させ る。
[ ←][ → ][↑ ][↓ ]キ イ で ロ ー ド セ ル の 定 格 容 量 を設定する。
[↑]キイで記憶させる。
[ ←][ → ][↑ ][↓ ]キ イ で ロ ー ド セ ル の 定 格 出 力 電
圧値を[mV/V]で設定する。
[↑]キイで記憶させる。
非直線性補正を行わ な い場 合は 、 表 示値 を“0”に設定し、記 憶させる。
非直線性補 正を行う場合は、必要な分だけ“E.SPAn1”～“E.S.AdJ1”の操作を行う。
※スパン校正値は小さい順に自動的に並べ替えられます。
[CLEAR]キイを押して計量モードに戻る。

- 10 -

MA4-00240-R3

§ ６ ． オプショ ン（工 場出荷 時指定 ）６－１． ４～２０ ｍＡ電 流出力 (OP-1) ／ ±１０Ｖ電圧出力 (OP-2)
ロードセル からの 入力信 号を A/D 変換して計量値とした後、その計量値を D/A 変換してアナログ出力にして います 。
スケーリン グ機能 により 4mA または 0V を出力させる表示値と、20mA または 10V を出力させる表
示値をそれ ぞれキ イ操作 により設 定することが出来ます。
また、受信 計器側 との誤 差を調整 するために 4mA および 20mA、0V、+10V、-10V の出力を微調整することが できま す。
テストモー ドを使 うと、4～20mA または-10～0～+10V の間を 11 段階にステップ出力させることが出来ます 。
１）アナロ グ出力 スケー リングお よび微 調整方法
ガイド表示
項目
操作
1
Ｄ／Ａ Ｏ ＵＴ
アナログ出 力ファンクシ ョンモードの「D/A OUT」に入る。
設定
2[↑]キイを押して、電流出力の 場合は“3）I_SEL”に進む。
電圧出力の 場合は“3）V_SEL”に進む。
【OP-1：4～20mA電流出力設 定】
3Ｉ ＳＥＬ
出力データ 選択 [←][→]キイで出力するデータを選択す る。
NET4[ENT]キイを押して記憶させ る。
5４ｍＡ Ｓ ＣＬ
4mA出力の[←][→][↑][↓]キイで4mAを出力する表示値を設
0
表示値
定する。
6
[ENT]キイを押して記憶させ る。
7２０ｍＡ ＳＣＬ
20mA出力の[ ←][ → ][↑ ][↓ ]キ イ で 20mAを 出 力 す る 表 示 値 を
10000
表示値
設定する。
8
[ENT]キイを押して記憶させる。
9４ｍＡ Ａ ＤＪ
4mA出力微調整[←][→]キイで出力値を4mAに調整する。
0
長押しする と早送り(早戻し)できる。
10[ENT]キイを押して記憶させ る。
11 ２０ｍＡ ＡＤＪ
20mA出力微調整 [←][→]キイで出力値を20mAに調整する 。
0
長押しする と早送り(早戻し)できる。
12[ENT]キイを押して記憶させ る。
13
設定終了
設定が終わっ たら[CLEAR]キイを押 して計量 モ ードに戻る。
【OP-2：0～±10V電圧出力設定 】
3
Ｖ ＳＥＬ
出力データ 選択 [←][→]キイで出力するデータを選択す る。
NET4[ENT]キイを押して記憶させ る。
5
０Ｖ ＳＣ Ｌ0V出力の[ ←][ →][ ↑ ][↓ ]キ イ で 0Vを 出 力 す る 表 示 値 を 設
0
表示値
定する。
6
[ENT]キイを押して記憶させ る。
7
１０Ｖ Ｓ ＣＬ
10V出力の[←][→][↑][↓]キイで10Vを出力する表示値を設
10000
表示値
定する。
マイナス側は0～10Vと対称になります。
8[ENT]キイを押して記憶させ る。
9０Ｖ ＡＤ Ｊ
0V出力微調 整[←][→]キイで出力値を0Vに調整する。
0
長押しする と早送り(早戻し)できる。
10[ENT]キイを押して記憶させ る。
11
１０Ｖ Ａ ＤＪ
10V出力微調整[←][→]キイで出力値を10Vに調整する。
0
長押しする と早送り(早戻し)できる。
12[ENT]キイを押して記憶させ る。

- 11 -

MA4-00240-R3

13

－１０Ｖ

ＡＤＪ
0

-10V出力微調整

1415[←][→]キイで出力値を-10Vに調整する 。
長押しする と早送り(早戻し)できる。
[ENT]キイを押して記憶させ る。
設定が終わっ たら[CLEAR]キイを押 して計量 モ ード
に戻る。

設定終了

６－２． ＲＳ－２ ３２Ｃ (OP-3)
RS-232C 規格準拠 のシリア ルデー タインターフェイスで、半二重方式による双方向通信に対応しています。
１）データ フォー マット
ASCII コード
ターミネー タ CR(0DH)

LF(0AH)LSBMSB

STOP：1,2bit
PARITY：NON,EVEN,ODD
DATA：7,8bit
START：1bit

小数点無
小数点付
オーバー時

1
Ｗ
Ｗ
Ｏ

2
Ｔ
Ｔ
Ｌ

3
，
，
，

4
±
±
±

5
０
１
９

6
１
２
９

7
２
３
９

8
３
４
９

9
４
．
．

機

能

10
５
５
９

11
CR
CR
CR

12
LF
LF
LF

２）I/F 回路
⑧ TXD
⑨ RXD
⑩ GND

３）通信コ マンドコマンド
(意 味 )

REQ(req ue st)

ZRO(zero)

ZRC(zero clear)

応 答
数値(←はｺﾏﾝﾄﾞと同じ) 桁数
WT,+######

6

←

-

←

-

TRE
(tare)

DAZ

備

考

データ送信要求
零点補正
零点補正解除風袋引き←-(digital aut o zero)

TRC(tare clear)

AZR

風袋引き解除←-←-(aut o zer o reset)

NET
(net)

正味量表示切換- 12 -

MA4-00240-R3

GRS(gross)NTQ(net d ata request)

GSQ(gross da ta request)

TRQ(tare data r equest)

PTR(preset tare)

PTR,+######(preset tare)

RLY(relay)STA(status)SPn(set p oin t)

SPn,+######(set p oin t)

HYS(hysteresis)

HYS,+######(hysteresis)←-

NET,+######

6

GRS,+######

6

TRE,+######

6

PTR,+######

6

←

6

RLY,+######

6

STA,+00#0##6

SPn,+######

6

←

6

HYS,+######

6

←

6

総量表示切換正味量送信要求
総量送信要求風袋値送信要求
プリセット風袋値送信要求
プリセット風袋値設定

小数点入力無視

外部出力状態送信要求

下位桁より出力1～2に対 応
0=OFF，1=ON
動作状態送信要求
下位4桁にST,0,NZ,ZT
0=OFF，1=ON
コ ン パ レ ー タ n定 量 値 送 信 要 n=1～2
求コンパレータn定量値設定
n=1～2
小数点入力無視
ヒステリシス送信要求
ヒステリシス設定

小数点入力無視

各コマンド の最後 にはタ ーミネー タ<CR><LF>を付ける。
######：数値桁数 は小数 点を含め た桁数。(小数点あり”1234.5”、小数点なし”012345”)
コマンド数 値入力 の小数 点は無視 し、データ送信要求では機器に設定された小数点が付く。

３）エラー 応答応答
内容
ERR-01
メモリ異常 ま たは 書き込み失敗
ERR-02
実行不能
ERR-05
書式異常
ターミネー タ<CR><LF>が付く

備考
不揮発性メモリへの書込み失敗など。
オーバー表示中の風袋引きなど。
未定義コマンド、数値桁数違いなど。

６－３． カレント ループ シリア ル出力 (OP-4)
弊社製外部 機器専 用 I/F です。 ED-3020／3021(大型外部表示器)、EP-3030(プリンタ)と接続します。
内 部 回 路 と は ア イ ソ レ ー ト さ れ て お り 、外 部 機 器 と は 0～ 20m A カレントループ信 号 で 接 続されます。

- 13 -

MA4-00240-R3

§ ７ ． ファンク ション モード
７－１． 操作方法① EN T キ イ を １ 秒 間 押 し 続 け る こ と で フ ァ ン ク シ ョ ン モ ー ド に 移 行 し ま す 。
② ←または→キイで分類を選択します。
③ ↑または↓キイで項目を選択します。
④ ←または→キイで桁選択または候補選択をします。
⑤ 数値設定の場合は、↑または↓キイで選択桁の数値を変更します。
⑥ 変 更 を 完 了 し た ら EN T キ イ で 記 憶 し ま す 。
⑦ 変 更 中 止 ま た は フ ァ ン ク シ ョ ン モ ー ド 終 了 の 時 は CLEAR キ イ を 押 し ま す 。

７－２． 設定内容
FUNCTION：機能設定
ガイド表示
項 目
Pre-TARE
プリセット 風袋値
NET
ネット演算
HOLD

表示ホール ドNearZERO
LCDlight

ゼロ付近範 囲LCD バックライ ト

KEY LOCK

キイロック

TEST

テストモー ドＣＯＭＰ ．：コンパレー タ動作 設定
ガイド表示
項 目
SP1
コンパレー タ 1の定量値
SP2
コンパレー タ 2の定量値
HYS.
コンパレー タ出力のヒステリ シス
DLY.
コンパレー タ出力の動作遅延
CMP1 SEL

外部出力 1

CMP2 SEL

外部出力 2

設定値
動 作-99999～99999
数値設定
Pre-Tareプリセット風袋引
Pre-Net
ネット演算
Off
ホールドしない
Sample
サンプルホールド
Peak
ピークホールド
Bottomボトムホールド
0～99999
数値設定
1min
1 分後に消灯
30min
30 分後に消灯
60min
60 分後に消灯
always
常時点灯
Unlock
キイ操作許可Lock
キイ操作禁止[→]を押した後[ENT]3 回押しでテストモード

出荷時

出荷時

出荷時 9

出荷時

出荷時

設定値
-99999～99999

数値設定

出荷時 0

-99999～99999

数値設定

出荷時 0

0～99999
0～999

Off
Up-NetDn-NetUp-Gross
Dn-Gross
Up-Disp.
Dn-Disp.
Warning
Off
Up-Net- 14 -

動

出荷時 0

作

数値設定
SP1,2 共通
数値設定
遅延時間＝設定値×0.1 秒
SP1,2 共通
出力しない
正味量の上限動作
正味量の下限動作総量の上限動作総量の下限動作
表示値の上限動作
表示値の下限動作
異常警告(正常時 ON)
出力しない
正味量の上限動作

出荷時 0

出荷時 0

出荷時

出荷時

MA4-00240-R3

ＥＸＴ． ＩＮ：外部入 力動作設 定
ガイド表示
項 目
IN1
外部入力 1

Dn-NetUp-Gross
Dn-Gross
Up-Disp.
Dn-Disp.
Warning

正味量の下限動作総量の上限動作総量の下限動作
表示値の上限動作
表示値の下限動作
異常警告(正常時 ON)

設定値
Non
Zero
Zero Clr
AZ
Clear
N/G
Hold Edg

動 作
設定なし
出荷時
零点補正(総量のゼロ)零点補正解 除風袋引き(正味量のゼロ)
風袋引き解 除Low レベル入力の間だけ総量表示
1 ショットパル ス入 力に よるホー
ルド動作開 始／終了
Low レベル入力の間だけホール ド
動作
設定なし
出荷時
零点補正(総量のゼロ)零点補正解 除風袋引き(正味量のゼロ)
風袋引き解 除Low レベル入力の間だけ総量表示
1 ショットパル ス入 力に よるホー
ルド動作開 始／終了
Low レベル入力の間だけホール ド
動作

Hold Lvl
IN2

外部入力 2

Non
Zero
Zero Clr
AZ
Clear
N/G
Hold Edg
Hold Lvl

Ｄ／Ａ ＯＵＴ ：アナ ログ出力 設定
ガイド表示
項 目

※ OP-1,2 装 着 時 有 効

設定値

動

作

【 OP-1： 4～20mA 電 流 出 力 装 着 時 】

I SEL

電流出力デ ータ

4mA SCL
20mA SCL
4mA ADJ
20mA ADJ

4mA を出力する 値
20mA を出力 する値
4mA 出力の微調 整
20mA 出力の 微調整

Net
Gross
Disp
-99999～99999-99999～99999-999～999-999～999

正味量を出力総量を出力
表示値を出力
数値設定
数値設定
数値選択
数値選択

Net
Gross
Disp
-99999～99999-99999～99999-999～999-999～999-999～999

正味量を出力総量を出力
表示値を出力
数値設定
数値設定
数値選択
数値選択
数値選択

出荷時

出荷時 0
出 荷 時 10000
出荷時 0
出荷時 0

【 OP-2： 0～±10V 電 圧 出 力 装 着 時 】

V SEL

電圧出力デ ータ

0V SCL
10V SCL
0V ADJ
10V ADJ-10V ADJ

0V を出力す る値
10V を出力する 値
0V 出力の微 調整
10V 出力の微調 整-10V 出力の 微調整- 15 -

出荷時

出荷時 0
出 荷 時 10000
出荷時 0
出荷時 0
出荷時 0

MA4-00240-R3

ＳＥＲＩ ＡＬ：シリア ルデータ 通信設 定
ガイド表示
項 目
RS SEL
出力データ

RS MODE

出力方式

RS BPS

通信速度

RS PRO

通信プロト コル

※ OP-3 装 着 時 有 効

設定値
Net
Gross
Disp
StreamCommand
2400
4800
9600
19200
38400
7non1
7even17odd1
7non2
7even2

動作

正味量を出力
出荷時
総量を出力
表示値を出力常時出力
出荷時
コマンド通信による入出力
2400bps
出荷時
4800bps
9600bps
19200bps
38400bps
7bit 長、ﾊﾟﾘﾃｨなし、1stop ﾋﾞｯﾄ7bit 長、偶数ﾊﾟﾘﾃｨ、1stop ﾋﾞｯﾄ7bit 長、奇数ﾊﾟﾘﾃｨ、1stop ﾋﾞｯﾄ7bit 長、ﾊﾟﾘﾃｨなし、2stop ﾋﾞｯﾄ7bit 長、偶数ﾊﾟﾘﾃｨ、2stop ﾋﾞｯﾄ
出荷時

RS FMT

通信フォー マット

Ｆ．ＣＡ Ｌ：計量動作設 定
ガイド表示
項 目
UNIT
単位表示

ZERO Lmt

零点補正範 囲AV cond

移動平均範 囲

7odd2
8non1
8even18odd1
8non2
8even28odd2
TMI

7bit 長、奇数ﾊﾟﾘﾃｨ、2stop ﾋﾞｯﾄ8bit 長、ﾊﾟﾘﾃｨなし、1stop ﾋﾞｯﾄ8bit 長、偶数ﾊﾟﾘﾃｨ、1stop ﾋﾞｯﾄ8bit 長、奇数ﾊﾟﾘﾃｨ、1stop ﾋﾞｯﾄ8bit 長、ﾊﾟﾘﾃｨなし、2stop ﾋﾞｯﾄ8bit 長、偶数ﾊﾟﾘﾃｨ、2stop ﾋﾞｯﾄ8bit 長、奇数ﾊﾟﾘﾃｨ、2stop ﾋﾞｯﾄ
東洋測器専用形式
出荷時

設定値
空白
g
kg
t
N
kN
N･m
kN･m
Pa
kPa
MPa
mm
%
mV/V
με
0～100%

動 作
単位表示な し
グラム
キログラム
出荷時
トン
ニュートン
キロニュー トンニュートン･メートル
キロニュー トン･メートル
パスカル
キロパスカ ル
メガパスカ ルミリメート ルパーセント
ミリボルト･パー･ボルト
マイクロス トレイン
数値選択(最大表示設定値に対するパーセント)出 荷 時 2%
常時移動平 均出荷時
±5 目盛りの範囲で移動平均
±10
〃
±20
〃
±50
〃
±100
〃
±500
〃

Off
5d
10d
20d
50d
100d
500d

- 16 -

MA4-00240-R3

AV time

ST cond

ST time

移動平均回 数

安定判定基 準安定判定時 間ZT cond

ゼロトラッ キング
動作範囲

ZT time

ゼロトラッ キング
動作時間

WIRE Brk

断線検出

CAL LOCK

キャルロッ クＣＡＬ ：校正
ガイド表示
SENS

項 目
リモートセ ンス

D.Point

小数点位置Min.Div

最小目盛

1t
4t
8t
16t
24t
32t
Off
1d
2d
3d
4d
5d
10d
0.2s
0.5s
1.0s
1.5s
2.0s
3.0s
Off
1d
2d
3d
4d
5d
10d
0.2s
0.5s
1.0s
1.5s
2.0s
3.0s
OFF
ON
UnlockLock

1 回(なし)
4回
8回
16 回
24 回
32 回
常時安定
±1 目盛り以内
±2
〃
±3
〃
±4
〃
±5
〃
±10
〃
0.2 秒
0.5 秒
1秒
1.5 秒
2秒
3秒
ゼロトラッ キング無効±1 目盛り以内
±2
〃
±3
〃
±4
〃
±5
〃
±10
〃
0.2 秒
0.5 秒
1秒
1.5 秒
2秒
3秒
断線検出機 能無効断線検出機 能有効
校正許可
校正禁止

設定値
4wire
6wire
0
0.0
0.00
0.000
0.0000
1
2
5
10
20
50
100

動 作
リモートセンス無効(4 線式) 出 荷 時
リモートセンス有効(6 線式)
小数点なし
出荷時
小数点以下 1 桁
〃
2桁
〃
3桁
〃
4桁
最小表示１
出荷時
〃 2
〃 5
〃 10
〃 20
〃 50
〃 100

- 17 -

出荷時

出荷時

出荷時

出荷時

出荷時

出荷時
出荷時

MA4-00240-R3

- 18 -

数値設定
ゼロ点の校正
数値設定
数値設定
数値設定
数値設定
数値設定
数値設定(mV/V)
数値設定
数値設定(mV/V)
数値設定
数値設定(mV/V)
数値設定
数値設定(mV/V)
数値設定
数値設定(mV/V)
数値設定
数値設定(mV/V)

出 荷 時 99999

出 荷 時 10000
出荷時 0
出荷時 0
出荷時 0

補正

0～99999
0-99999～99999-99999～99999-99999～99999-99999～99999-99999～99999-3.00000～3.00000-99999～99999-3.00000～3.00000-99999～99999-3.00000～3.00000-99999～99999-3.00000～3.00000-99999～99999-3.00000～3.00000-99999～99999-3.00000～3.00000

非直線性

最大表示
零点実荷重 校正
スパン 1 実荷重校 正
スパン 2 実荷重校 正
スパン 3 実荷重校 正
スパン 4 実荷重校 正
スパン 5 実荷重校 正零点の等価 入力値
スパン 1 の校正値
スパン 1 の等価入 力値
スパン 2 の校正値
スパン 2 の等価入 力値
スパン 3 の校正値
スパン 3 の等価入 力値
スパン 4 の校正値
スパン 4 の等価入 力値
スパン 5 の校正値
スパン 5 の等価入 力値

出荷時 0
出 荷 時 0.0000 0
出 荷 時 10000
出 荷 時 1.0000 0
出荷時 0

出荷時 0

出荷時 0

非直線性補正CAPACITY
CAL 0
CAL 1
CAL 2
CAL 3
CAL 4
CAL 5
E.0.ADJE.SPAN1
E.S.ADJ1
E.SPAN2
E.S.ADJ2
E.SPAN3
E.S.ADJ3
E.SPAN4
E.S.ADJ4
E.SPAN5
E.S.ADJ5

出荷時 0

MA4-00240-R3

§ ８ ． テストモ ード※テストモ ード中 は表示 や外部入 出力信 号の動作が通常の計量中とは異なります。
接続してい る時は 異常動 作がない よう対 策を行ってから実行してください。

外部制御機器 を手動操作に より本 器の動 作状態を 確認し ます。

８－１． 操作方法
1）テストモー ドには 、電源 の切れた 状態からENTキイを押しながら電源を入れるか、ファンクショ
ンモードの「FUNCTION／TEST」で→ キイを1回押した後でENTキイを3回押すことで入ることが 出来ます。
2）テストモー ドの終 了は、 電源をOFFにするか、プログラムバージョン表示において、 → キイを3回押す事に よりま す。
3）↑ キイを押 すとテ スト項 目が次に 進み、 ↓ キイを押すと前の項 目に戻ります 。

８－２． テスト項 目
ガイド表示
1
TEST

項 目
テストモー ド内 容
2 秒後自動的に機種表示に進む

2

TI-703

機種表示

3Ver.x.xx

プログラム
バージョン表示4■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■

表示チェッ ク5

KEY[→]キイ 3 回押しでテス トモード 終了

6

IN
OUT

7

D/A Iout
4,0mA※ OP-1 装 着 時 有 効

D/A Vout
0.0V※ OP-2 装 着 時 有 効Serial

シリアル通 信確認

89

外部入出力 チェック

電流出力確 認

電圧出力確 認※ OP-3,4 装 着 時 有 効

10

mV/V
x.xxxx[↑]キイで次、[↓]キイで前項目
1 秒毎にパターン変化[AZ]キーでバックライト ON/OFF[↑]キイで次、[↓]キイで前項目↑=1，↓=2，←=3，→=4，AZ=5，CLEAR=6，ENT=7

キイチェッ クoooo[↑]キイで次、[↓]キイで前項目[→]キイ 3 回押しでテス トモード 終了

センサー入 力電圧[↑]キイ 2 回押しで次、[↓]キイ 2 回押しで前 項
目[AZ]：OUT1 ON/OFF[CLEAR]：OUT2 ON/OFF[↑]キイで次、[↓]キイで前項目[←]または[→]で 10 段階[AZ]：4mA，[CLEAR]：20mA[↑]キイで次、[↓]キイで前項目[←]または[→]で 10 段階[AZ]：-10V，[ENT]：0V，[CLEAR]：10V[↑]キイで次、[↓]キイで前項目[AZ]または[CLEAR]キイでデータ出力｢REQ｣コマンド入力でデータ出力※2400bps、7even2 固定[↑]キイで次、[↓]キイで前項目[AZ]：ゼロ，[CLEAR]：ゼロ解除[↑]キイで次、[↓]キイで前項目- 19 -

MA4-00240-R3

§ ９ ． 異常時の 対処方 法
本器が動 作不良 の場合 、下記 に示す 対処によっても不具合が 解消されない 場合は、弊社 宛てご連絡下さい。 この時 、型名 ・製品 シリア ル番号・使用オプション ならびに出来 るだけ詳しい 故障の症状をお知らせ 下さい 。
９－１． 基本的な 点検項 目1）供給電源は 正常か 確認し て下さい 。本器はDC24V仕様専用です。
2）端子台の接 続が確 実に行 われてい るか確認して下さい。
９－２． 校正時の 注意点
1）ゼロ点校正 時、エ ラー表 示がでる 。
・初期ゼロ点の設 定範囲 を越えて いる場合
ゼロ点校正 を行う には、無負荷時 のセンサー出力が-2.8～+2.8mV/Vの範囲内でな ければ校 正は 行え ま せ ん。 定 格 出 力が3.3mV/Vを越えるセンサーを使用して無負荷時のセンサー出力が±2.8mV/Vを越える場 合は弊 社宛お問い合わせください。
2） スパン校正 時、エ ラー表 示になる 、または、表示がキイインした値にならない。
・センサー の出力 が大き すぎる場 合
本器では、 初期風 袋量と 計量値の 合計が3.3mV/Vを越えるシステムでの計測は行えません。
定 格出 力 が3.3mV/Vを越 え る セ ンサーを使用して計測を行う場合は弊社宛お問 い合 わせ くだ
さい。
・スパン校 正値の 入力が 小さい場 合
本器ではスパン校正時の分銅設定値よりもロードセル入力の変化量が小さい場合はスパン校正ができません。最小目盛を大きくして表示分解能を粗くするか、適正なロードセルと組み合わせてください。
3）表示がばら つく。
・分解能に 対するスパン 設定値が 不適当な場合
本器の入力 感度は0.25μV/Dですので、1.0mV/V入力時の最大表示分解能は1/20,000です。こ れを越える分 解能で は表示 のバラつ きが大きくなります。このような場合は表示のバラ つきが気にならない 程度ま で最小 目盛の設 定(スケールディビジョン)を大きくして下さい 。
９－３． 異常な表 示を行 ってい る場合 の対処方法
1）『CAUTION／Cable』また は『A/D over』を表示して点滅してい る場合。
ロードセル ケーブ ルの一 部若しく は全部の断線 が疑 われます。下記の 「センサー(ロードセル)の確認」を 行って くださ い。
2）過負荷状態 で無い のに、 計量値表 示器が点滅(オーバー表示)を行っている場合。
①センサー ケーブ ルの一 部が断線 。
②センサー が不良 。
が疑われま す。 テスト モードで センサーからの入力を確認してください。
９－４． 本器の故 障であ るかの 判断
1）センサー印 加電圧 が正常 か確認し て下さい。
本器と セン サー の接 続を外 し、 本器 の端 子台の1番(+EXC)、4番(-EXC)間が5V±0.5V(EXC=5V)で安定している か確認 してく ださい。 安定でない場合は本器の不良です。
2） 本器の端子 台で5番(+SIG)、6番(-SIG)間をショートします(入力電圧を0Vにします)。
テ ス ト モー ド で 計 量 器 の 入力 電 圧 (mV/V)を表示させます 。表 示 が 0.0 000 付近で安定している か
確認し て下さ い。安 定し ていな い場合 は本器の不 良、安定している場合はセンサー側を確認して下さい。
3） デジタルI/Oのチェッ ク
テストモー ドで、I/Oのチェ ックを行 って下 さい。
９－５． セ ン サ ー (ロー ドセル)の 確認
ロードセル はブリ ッジ回 路で構成 されて いるため、入出力抵抗および絶縁抵抗等を測定することに
よ り、 概 略 の 良否 判 定 が でき ま す 。(必ず 、本器の電源を切 り、 ロー ドセ ルを外し て行って ください。)- 20 -

MA4-00240-R3

1）ロードセル の抵抗 値によ る故障判 定法
ロー ドセル のブリ ッジ抵抗 をテス ターで測定 し、入出力抵抗に異常がないか確認します。
2）ロードセル の絶縁 抵抗に よる故障 判定法
ロードセル のシー ルド線 と他の線 間を、50V以内の電圧で絶縁抵抗を測定します。
この時の絶 縁抵抗 値が1000MΩ以上あれば、ロードセルは概略良 好です。

- 21 -

MA4-00240-R3

§１ ０ ． 仕様

１０－１ ． A/D変換部
1) 入 力 感 度2) 非 直 線 性3) 温 度 特 性

零
感

点
度

4) 周 波 数 特 性5) サンプリン グ周期6) 断 線 検 出 機 能7) ト ラ ン ス デ ュ ー サ 電 源

１０－２ ． 表示部
1) 表 示 素 子2) 計 量 値 表 示3) 最 小 目 盛4) 小 数 点
5) オ ー バ ー 表 示
6) 単 位 表 示7) 動 作 表 示
8) 表 示 更 新 周 期
１０－３ ． 零点・感 度調整
1) 零 点 調 整
2) 感 度 調 整3) 校 正 方 法

0.25μ V/D以 上 (D:最 小 目 )1.0mV/V入 力 時 最 大 表 示 分 解 能 ： 1/20,000±0.02％ FS±1カ ウ ン ト±0.001％ FS/℃ Typ. (入 力 感 度 1.0mV/V、 EXC=5Vに 於 い て )±0.001％ of Reading/℃ Typ.
約 1.2Hz(-3dB) (ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨﾙﾀ設 定 4tに 於 い て )約100ms (毎秒約10回)
ロ ー ド セ ル ケ ー ブ ル の 断 線 を 検 出 (シ ー ル ド 線 を 除 く )DC5V±5％ ， 60mA (350Ω 型 ト ラ ン ス デ ュ ー サ 4台 接 続 可 能 )リモートセンス機能付き
オ プ シ ョ ン 指 定 に よ り DC3V±5%仕 様 に 変 更 可

LCD 5×7ドット、8文字2行、 文 字 高 さ 5mm、黄 緑 色 バ ッ ク ラ イ ト (OFF機 能 付 )±９ ９ ９ ９ ９ (ゼ ロ サ プ レ ス 表 示 )1， 2， 5， 10， 20， 50， 1000(無 し ), 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000
計 量 値 の 点 滅 表 示 (A/Dオ ー バ ー は A/D Overの 点 滅 )
な し ， g， kg， t， N，kN， N･m， kN･m， Pa，kPa， MPa， mm， %，mV/V， μ ε○：計 量 値 安 定 ，G/N：総 量 /正 味 量 表 示 ，T/P：風 袋 引 中 /プ リ セ
ッ ト 風 袋 引 中 ， H/P/B： ホ ー ル ド 中 ， ┃┃： OUT1/OUT2
サ ン プ リ ン グ に 同 期 (毎 秒 約 10回 )-2.8～ 2.8mV/Vの 入 力 信 号 範 囲 に て 調 整 可 能-3.0mV/V～ 3.0mV/Vの ス パ ン 量 に て 調 整 可 能（非直線性補正機能付）※ 初 期 風 袋 値 ( ゼ ロ 点 入 力 値 ) と 最 大 計 量 値 (ス パ ン 量 ) の 合 計 が±3.3mV/Vを 超 え な い こ と実荷重校正または等価入力校正

１０－４ ． Ｉ／Ｏ部
1) 操 作 ス イ ッ チ

7キ イ
ENTERキ イ ： フ ァ ン ク シ ョ ン モ ー ド 、 決 定
ア ロ ー キ イ ： ↑ (N/G),↓ (HOLD),← (ZERO),→ (ZERO CLEAR)
AZキ イ：風袋引き操作

CLEARキ イ ： 風 袋 値 の ク リ ア2) 外 部 指 令 入 力 (2ﾋﾞｯﾄ 1ｺﾓﾝ)①動作

ファンクションモードにより選択②入力信号

無 電 圧 接 点 入 力 ま た は オ ー プ ン コ レ ク タ 入 力 (Ic =10mA,耐 圧 20 V
以上)
0.2sワ ン シ ョ ッ ト メ ー ク 信 号 ま た は メ ー ク 信 号3) 制 御 用 出 力 (2ﾋﾞｯﾄ 1ｺﾓﾝ)①動作

上 限 ま た は 下 限 コ ン パ レ ー タ 、 異 常 警 告 (負 論 理 出 力 )②出力信号オ ー プ ン コ レ ク タ 負 論 理 出 力 (エ ミ ッ タ 共 通 )フ ォ ト カ プ ラ 絶 縁 、 NPNト ラ ン ジ ス タ (信 号 出 力 時 E ～ C間 ON)- 22 -

MA4-00240-R3

③接点容量DC 30V, 50mA (抵 抗 負 荷 )、 出 力 飽 和 電 圧 1.2V以 下

１０－５ ． オプショ ン
下記4種類より1点 を選択
1) OP-1： 4～ 20mA電 流 出 力①負荷抵抗

0～510Ω

②分解能

表示分解能に連動 (最大1/40,000)③出力範囲

約0～25mA④更新周期

サンプリングに同期⑤非直線性±0.03%FS (表示値に対して)⑥温度特性

零点・感度共±0.001%FS/℃ typ.(表示値に対して)

2) OP-2： 0～ ±10V電 圧 出 力
①負荷抵抗

5kΩ以上

②分解能

表示分解能に連動 (最大1/40,000)③出力範囲

約-12.5～12.5V④更新周期

サンプリングに同期⑤非直線性±0.03%FS (表示値に対して)⑥温度特性

零点・感度共±0.001%FS/℃ typ.(表示値に対して)

3) OP-3： RS-232Cシ リ ア ル デ ー タ 入 出 力①インター フェイ ス規格

RS-232C準拠②通信速度

2400，4800，9600，19200，38400bps③通信プロ トコル

半二重双方向・調歩同期(非同期)式④通信フォ ーマッ ト

ﾃﾞｰﾀﾋﾞｯﾄ:7,8．ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ:1,2．ﾊﾟﾘﾃｨ:NON,EVEN,ODD．
ﾃﾞｰﾀ:ASCIIｺｰﾄﾞ

4) OP-4： カ レ ン ト ル ー プ ・ シ リ ア ル デ ー タ 出 力
弊社製外部 接続機 器専用I/F
１０－６ ． 総 合1) 停 電 対 策
2) 電 源3) 使 用 温 度 ･湿 度 範 囲4) 取 付 方 法5) 質 量

各設定データは不揮発性メモリに書き込み。
DC24V±10%, 約 150mA(定 常 時 )入 力 電 源 と 内 部 回 路 は DC/DCコ ン バ ー タ に よ り 絶 縁-10～ ＋ 40℃ 、 20～ 85％ R.H. (結 露 無 き 事 )35mm幅 DINレ ー ル ま た は 壁 面 取 り 付 け
約 250g- 23 -

MA4-00240-R3

§ １ １ ． 型式一覧 、附属 品
１１－１ ． 型

式

ＴＩ－７０ ３－１ －ＥＸ Ｃ３Ｖ
ロードセル印加電圧
無記入：5V
EXC3V：3V
オプション
無記入：オプションなし
1：OP-1 4～20mA電流出力
2：OP-2 0～±10V電圧出力
3：OP-3 RS-232Cシリアル通信
4：OP-4 カレントル ープ出力
いずれか1点のみ選択可能
製品型式名※ オ プ シ ョ ン の 装 着 は 弊 社 工 場 に 於 い て の み 可 能 。 (工 場 出 荷 時 オ プ シ ョ ン )１１－２ ． 附属品
１） 壁面取付金 具
２） 取 扱 説 明 書 (本 書 )1個
1部- 24 -

MA4-00240-R3

§ １ ２ ． 端子配列1）上段スクリ ューレ ス端子 台 (端子間ピッチ3.5mm)
No.
接続信号
1
IN1
外部指令入 力12
IN2
外部指令入 力2
3
COM1
外部指令入 力共通0V
4SHL
外部接続ケ ーブル用シー ルド
5
OUT1
制御出力1
6
OUT2
制御出力2
7
COM2
制御出力共 通エミッタ
8
OP1
電流出力
TXD
C.L.
(無極性)
9
OP2
電圧出力
RXD
10
COM3
GND
GND
GND
使用可能電 線：単 線φ0.4～1.2mm(AWG26～16)、撚線0.2～0.75mm2 (AWG24～20)、
素線径φ0.18mm以上
8～10 番端子は 装着した オプシ ョンにより信号が変わります。

オプション2）下段スクリ ューレ ス端子 台 (端子間ピッチ3.5mm)
No.
接続信号
11
+EXC
ロ ー ド セ ル 印 加 電 源 (+)
12+SEN
リ モ ー ト セ ン ス 入 力 (+)
13-SEN
リ モ ー ト セ ン ス 入 力 (-)
14-EXC
ロ ー ド セ ル 印 加 電 源 (-)
15+SIG
ロ ー ド セ ル 信 号 入 力 (+)
16-SIG
ロ ー ド セ ル 信 号 入 力 (-)
17
SHL
ロードセルケーブル用シールド
18
E
接地
19
+24V
電 源 DC+24V
20
0V
電 源 DC0V
使用可能電 線：単 線φ0.4～1.2mm(AWG26～16)、撚線0.2～0.75mm2 (AWG24～20)、
素線径φ0.18mm以上
ロードセル ケーブ ルは 6 芯シール ドケーブルで結線して下さい。 4 芯シールドケーブルを使用する場合は ファン クショ ンモード の「CAL／SENS」で「4wire」を設定してください。
また、ノイ ズの多 いライ ンや AC ラインとは別配線と して下さい。
ケ ー ブ ル 配 線 色 は メ ー カ ー ま た は 機 種によ り異な り ますのでロ ードセ ル に付 属して いる試 験 成
績書等を 参照の 上、信 号名称 とケー ブル色 を確認の 上、正しく接続して下さい。
接地(Ｅ)端子には 接地抵 抗100Ω以下のアースに接続 して下さい。

- 25 -

MA4-00240-R3

§ １ ３ ． 外形寸法 図

10
IN1
IN2
COM1
SHL
OUT1
OUT2
COM2
OP1
OP2
COM3

1

TI-703
AZ

CLEAR

+EXC
+SEN
-SEN
-EXC
+SIG
-SIG
SHL
E
+24V
0V

TOYO SOKKI
1120§ １ ４ ． 機能ブロ ック図- 26 -

MA4-00240-R3