013847 CB-ES リモートケーブル(25pin)

3. 応用例 1

1. 概要

SEC2020スペクトロメーターの制御

CB-ES リ モ ート ケ ー ブ ル (25pin)は、
ALSモデル600, 700, 800, 1100, (400,900) シリーズ背面の25-pin セルコント
ロール端子を用いることでSEC2020ス
ペ クト ロメ ータ ーシ ステム、 RRDE-3A
回転リングディスク電極装置など外部機器との同期、制御することができます。
図 1-1 CB-ES リモー
トケーブル(25pin)

2. 仕様

•

図3-1は、ALSモデル760EとSEC2020スペクトロメーターシステ
ムのトリガー接続に使用した例を示します。

•ALSモデルの25-pin セルコントロール端子にCB-ES リモートケーブル(25pin)をしっかり差し込み、つまみネジで固定します。

•線だし部分のピンのラベル表示を確認し、K(Pin#9, SpectrometerControl)、G(Pin#7,Ground)をそれぞれSEC2020に付属しているトリガーケーブルのTrigger In(茶色)、 Ground(黒色)と接続します。
図3-1と表3-1をご参照ください。

ALSモデル760E

SEC2020
図 2-2 端子のピン番号略図

スペクトロメーターシステム

図 2-1 ALSモデルの25-pin
セルコントロール端子
K(Pin#9)

表2-1. ピン番号と対応する機能
ラベル表示

ピン番号

機能

G

7

DGNG(Ground)

S

8

StirK

9

Spectrometer Control*/ Knock

P

21

Purge

SEC2020
トリガーケーブル
Trigger In

G(Pin#7)

SEC2020*ALSモデルの一部のモデルは、Spectrometer Controlの機能に対応していないものがあります。

トリガーケーブル
Ground

図 3-1 ALSモデルとSEC2020のトリガー接続例

表3-1. ピン番号と対応するSEC2020トリガーケーブル

RRDE-3A
リモート端子ALSモデル760E
ALSモデル

機能

SEC2020
トリガーケーブル

K(Pin#9)

SpectrometerControl

Trigger In (茶色)G(Pin#7)

GroundGround (黒色)4. 応用例 2
RRDE-3A 回転リングディスク電極装置の制御•

図4-1は、ALSモデルと RRDE-3A 回転リングディスク電極装置のリモート接続に使用した例を示します。

•ALSモデルのセルコントロール端子にCB-ES リモートケーブル(25pin)をしっかり差し込み、つまみネジで固定します。

•

線だし部分のピンのラベル表示を確認し、ガスパージ制御 は、P(Pin#21,Purge)、G(Pin#7,Ground) をそれぞれRRDE-3A背面のリモート端子PURGE、GND(PURGEの右隣)と接続します。

CB-ES リモートケーブル(25pin)
図 4-1 ALSモデルとRRDE-3Aのリモート接続例

図4-2と表4-1をご参照ください。
表 4-1. ピン番号と対応するリモート端子
ALSモデル

機能RRDE-3A
リモート端子P(Pin#21)

Purge

PURGE

G(Pin#7)

GroundGNG(PURGE/MOTORの右隣)

回転速度を制御するには、RDE機能付きALSモデルが必要です。
別売りの008133 CB-BS BASｱｸｾｻﾘｰｹｰﾌﾞﾙをRDE端子に接続して制御します。

P(Pin#21)

G(Pin#7)

図 4-2 リモート端子へのPURGE接続
別売
013609 SEC2020スペクトロメーターシステム
013725 RRDE-3A 回転ﾘﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ電極装置 Ver.3.0
008133 CB-BS BASｱｸｾｻﾘｰｹｰﾌﾞﾙ機器の取扱説明書を合わせてご確認ください。
https://www.bas.co.jp/2203.html

ビー・エー・エス株式会社
https://www.bas.co.jp

E-mail: sales@bas.co.jp

013847 CB-ES Remote cable(25pin)

3. Application 1

1. Features

Trigger control of SEC2020 Spectrometer

CB-ES Remote cable(25pin) can beused to synchronize and control anexternal equipment such as SEC2020Spectrometer system or RRDE-3A
Rotating
Ring
DiskElectrode
Apparatus using the 25-pin Cell
Control terminal on the back of ALS
Model 600, 700, 800, 1100, (400, 900)
series.

•Figure 3-1 is an example of trigger connection for ALS Model
760E and SEC2020 Spectrometer system.

•Firmly plug the CB-ES Remote cable(25pin) into the 25-pin Cell
Control terminal of ALS Model and secure it with thumbscrews.

•Check the pin labels on the wire and connect K(Pin#9,Spectrometer Control), G(Pin#7,Ground), with the trigger cable
Trigger In (brown), trigger cable Ground (black) attached toSEC2020 respectively. Please refer to Figure 3-1 and Table 3-1.

Figure 1-1 CB-ES
Remote cable(25pin)

2. Specifications

ALS Model 760E

Figure 2-1 25-pin Cell Control
terminal of ALS Model

Figure 2-2 Terminal
pin number
schematic

SEC2020
SpectrometersystemK(Pin#9)
Table 2-1. Pin number and corresponding function
Wire LabelingPin #Function

G

7

DGNG(Ground)

S

8

StirK

9

Spectrometer Control*/ KnockP

21

Purge

SEC2020
trigger cable
Trigger InG(Pin#7)

SEC2020
trigger cable
GroundFigure 3-1 Trigger connection of ALS Model and SEC2020*Some ALS models do not support Spectrometer Control function.

Table 3-1. Pin number and corresponding remote terminal
ALS ModelFunction

SEC2020
Trigger cable

K(Pin#9)

SpectrometerControl

Trigger In (brown)

G(Pin#7)

GroundGround (black)

ALS Model 760E

RRDE-3A
remote terminal

4. Application 2
Control of RRDE-3A Rotating Ring Disk Electrode Apparatus•Figure 4-1 is an example of remote connection for ALS
Potentiostat and RRDE-3A Rotating Ring Disk Electrode
Apparatus.

•Firmly plug the CB-ES Remote cable(25pin) into the 25-pin Cell
Control terminal of ALS Model and secure it with thumbscrews.

•Check the pin labels on the wire, for gas purge control, connect
P(Pin#21,Purge), G(Pin#7,Ground) with the remote terminal
PURGE, GND(next to PURGE) of RRDE-3A respectively.

CB-ES Remote cable(25pin)
Figure 4-1 Remote connection of ALS Model and RRDE-3A

Please refer to Figure 4-2 and Table 4-1.

Table 4-1. Pin number and corresponding remote terminal
ALS Model

Function

RRDE-3A
Remote terminal

P(Pin#21)

PurgePURGE

G(Pin#7)

GroundGND(next to PURGE/MOTOR)

An ALS model with RDE is required to control the rotation speed.
Connect the separately sold 008133 CB-BS BAS accessory cable tothe RDE terminal for control.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

P(Pin#21)

G(Pin#7)

Figure 4-2 PURGE connection to the remote terminal
Sold separately
013609 SEC2020 Spectrometer system
013725 RRDE-3A Rotating Ring Disk Electrode Apparatus Ver.3.0
008133 CB-BS BAS Accessory cable
Please refer to the instrument manual for details.
https://www.als-japan.com/support-instrument-manual.html
Manufactured by: ALS Co., Ltd
https://www.als-japan.comExclusive distributor: BAS Inc.
email: sales@als-japan.com