CS-3A セルスタンド ver1.1
取扱説明書

1目次
1章

2章

3章

4章

5章

補足

紹介
特長

33仕様

3

一般的な注意

4

お知らせ
技術の変更
運送時の破損444

製品保証
サービス情報

45

組み立て

6

出荷製品の確認
セルスタンドの接続

66

電源電源ケーブルの接続
ガスインレットチューブの接続
セルケーブルの接続
パージチューブの接続
セルキャップ / テストサンプルの設置

67
8889

操作
前面パネルの説明
背面パネルの説明
ガスパージ攪拌
リモートコントロール
ファラディケージ / セルホルダー

1010
11
1212
12
13

ブランケットチューブの接続
ピコアンペアブースターのセットアップ ( オプション )背面パネルの取り外し

13
14
14

ピコアンペアブースターの固定ケーブルの接続

1415

修理
注意点とメンテナンス
修理手順

1616
16

CS-3A 用アクセサリーと CV 用電極

17参照電極およびアクセサリー

18

2

1章

紹介

分析目的に使用される電気化学測定は最近飛躍的に利用されています。この電気化学計測法の汎用性には各種理由があります。
計測器のインターフェースがユーザーフレンドリーであり、信頼性が向上されました。
固体電極を使用することは化学者の間では重要で、頻繁に利用されています。 CS-3A セルス
タンドは各種固体電極、アクセサリーを使用する上で簡便に使用できるよう設計されています。
CS-3A ver1.1 セルスタンドは ALS/CHI 社の電気化学アナライザー、他社の計測器とも一緒に使用できます。ファラディケージで使用するセルは電気的な干渉を低減します。内蔵されたガスコントロールはサンプルのパージが行えます。マグネットスターラー ( オプション ) は電極表面の分析物質または電解質の対流により質量移動をコントロールします。セルトップポジショ
ナーから容易にテフロンセルキャップを取り外しできます。セルバイアルを簡単に交換でき、電極の洗浄、交換も簡単に行えます。

特長●ガスラインの接続は簡単・迅速●ガスパージのコントロールはマニュアル、リモートで行える●効率的なガスパージ用チューブ●パージ量のマニュアルコントロール●マグネットスターラーのマニュアル、リモートコントロールが可能●マニュアルによるマグネットスターラーの速度コントロールが可能●少量用セルバイアル● BAS 製のアクセサリーが使用できるセルキャップ●ステンレス製トレーを使用しているので、サンプル、溶液を外部に漏らすことがありません●どのタイプのポテンショスタットでも使用できます●セルケーブルは簡単に電極に接続できます●セルトップポジショナーを垂直に移動しますと、セルバイアルを取り外せ、洗浄、参照電極、カウンター電極、作用電極の交換が行えます●ファラディケージにセルを収納できますので、電気的な干渉を低減できます

仕様
電源 :
ガス圧 :
大きさ :
フューズ
重さ :

100 VAC 〜 240VAC 50/60 Hz, 30W
最大 34 kpa
28.5cm (W) x 23cm (D) x 31cm (H)1A
約 3.8 Kg

32章

一般的な注意お知らせ

最新の製品情報、本製品または BAS 製品に関する重要なお知らせを受取りましたら、弊社顧客サービスにお客様の電子メールアドレスを登録して下さい。私共はお客様への最新の製品情報ならびに各種イベントのご案内をお知らせいたします。

技術の変更

機器の性能を向上させるために仕様の変更を行うことがあります。
若干の仕様変更、使用またはメンテナンスに影響する改善は本マニュアルに補足として記載されます。

運送時の破損

運送上の機器のパーツの破損は速やかに運送会社と BAS カスタマーサービスにご連絡下さい。運送会社に製品の破損に関する責任が生じます。運送会社がチェックできるように梱包に用いたダンボールに製品を保存しておいて下さい。7 日以内にクレーム報
告をお願いします。そして、BAS は破損した製品と同一の製品を出荷いたします。
破損した製品の返却は最寄の代理店に破損状態をお知らせ下さい。
代理店を介して返却の手配をお願いします。代理店が弊社サービスに連絡いたします。

製品保証

BAS 社は 90 日以内に欠陥が証明された場合、機器のパーツの交換、修理を行います。電気化学セル、作用電極などの消耗品の保証期間は 30 日です。
BAS 社は第三者に対して、機器の使用、サービス、組み立て、セールスの関連する業務の出来る担当者は選定しておりません。
BAS 製品は出荷前に試験、検査が行われています。 もし、製品に欠陥がございましたら、交換または修理を行います。代理店を介して弊社に返却して頂き、弊社にて製品の修理または交換部品を出荷いたします。機器を分解または薬品による破損、腐食等の場合、サービスの対象外になります。
BAS 製品のサービス、セールス、組み立て、使用から生じた損害に関して、BAS はその責任は一切負いかねます。
本製品は研究向けに開発されました。診断目的には適していません。目的以外の用途で使用する場合、ユーザーの責任でご使用下さい。

4

この保証でカバーされる責任BAS 製造以外の機器の場合、もともとの製造メーカーの保証が適用されます。
最寄の代理店に依頼して製品を返送して下さい。送料は一方向のみ負担して頂くことがあります。
作用電極、参照電極、光源、パネルライト等のような消耗品は保証対象外となります。
サービス情報BAS 社には機器の修理窓口担当者がおります。詳細については弊社技術担当に電子メールでご連絡下さい (sales@bas.co.jp)。 機
器の故障状況については詳細にお知らせ下さい。例えば、故障状況、シリアル番号 (RMA#) 等については事前にメモして置いて下さい。最寄の代理店に連絡し、故障状況を連絡し、RMA#を明記の上、BAS に返却するようにして下さい。

53章

組み立て

出荷製品の確認

機器を注意して開封して下さい。梱包してある製品の内容物をチェックし、破損が無いかを確認して下さい。表 1 には CS-3A
ver1.1 セルスタンドのパーツリストが掲載してあります。このリストは変更することがあります。お客様に送付されている納品書と内容物が同一かどうか確認して下さい。リストにある製品を用いて組み立てを行います。
運搬時に機器の損傷が無いことを確認できるまで、梱包に用いたダンボール、梱包材は保存しておいて下さい。
欠品がある場合、欠品している製品について最寄の代理店または BAS にご連絡下さい。交換品は在庫確認次第、速やかに送付申し上げます。

表 1. CS-3A セルスタンドのパーツ
パージ機能付ファラディケージ
パージ用ニップル
電源ケーブル
取扱説明書
セルスタンドの接続
セルスタンドにセルとセルスタントコントローラーの接続について記載します。
電源CS-3A ver1.1 セルスタンドは 100V 〜 220V (50-60 Hz) の電源範囲で使用できます。スイッチ
ングレギュレーターを用いていますので、電圧変更等必要ありません。電源ケーブルをコンセントに差込んでそのまま使用できます。
電源ケーブルの接続
CS-3A ver1.1 セルスタンドの背面にある電源ケーブルコネクターにケーブルを差込みます ( 図 1参照 )。接続を行った後、電源の ON/OFF スイッチを入れます。このスイッチの表記には O ,I が記載してあり、 I 位置の場合、電源は ON となり、 O の場合、電源は OFF となります。
電源ケーブルコネクター
電源 OFFフューズの交換
グラウンド端子フューズは電源ケーブルコネ
ク タ ー の 上 の 位 置 に あ り ま す。
フ ュ ー ズ ホ ル ダ ー を 引 き 出 し、 動作しているかどうかを確認します。 動 作 し て い な い 場 合、 新 しい フ ュ ー ズ に 交 換 し て 下 さ い。

図 1 電源ケーブルの接続

CS-3A ガスパージと攪拌は ALS/CHI 電気化学アナライザーで制御できます。コントロールライン
は 25 ピンケーブル (Cat No 010880 CPEE インターフェースケーブル ) でセルスタンドの背面にあるリモートコネクターと ALS/CHI 電気化学アナライザーの背面にあるセルスタンドコネクターに接続
6

します ( 図 2 参照 )。セルケーブルは ALS/CHI 電気化学アナライザーの背面の電極端子にセルケーブルを接続します。

電源ケーブルセルケーブルコネクター

CS-3A 接続コネクターポート

PC 用 USB ポート

図 2. CS-3A と ALS/CHI 電気化学アナライザーとの接続

セルケーブルの接続
セルケーブルのワニ口クリップは CS-3A セルスタンドの背面から通します ( 図 3 参照 )。ワニ口クリッ
プは一本ずつ背面パネルの穴に通して下さい。

CS-3A パネルの背面

ALS/CHI モデルの背面

図 3.CS-3A 背面パネルにセルケーブルを通す

セルケーブルセルケーブルが各電極に接続するのに十分な長さがあるか確認

7セルケーブルを通した後、USB ケーブルを PC と測定器本体に接続します。セルケーブル、コントロールケーブルも図 4 に示すように接続します。

セルケーブルコントロール
ラインケーブル

電源ケーブルUSB ケーブルを PCと測定器に接続
図 4.CS-3A と ALS/ CHI 測定器間のケーブルの配線

ガスインレットチューブの接続
CS-3A セルスタンドには付属品としてパージ用ニップルが付いて来ます。ガスラインフィッティングにお手持ちのタイゴンチューブを接続し、CS-3A 背面にあるガスインレットポートに差込みます。タイゴンチューブの一方はガスボンベに接続します。インレットガス圧は 34 kpa に調整します。 タイゴンチューブを外す場合、ガスインレットポートの留め金を押しますと、フィッティングは簡単に外れます( 図 5 参照 )。

ガスのインレットポート

セルコントロールポート

図 5.CS-3A にガス管の接続

セルケーブルの接続
ALS/CHI 測定器のコネクターはねじ込みタイプのコネクターです。このコネクターは CS-3A の背面パネルの穴に通し、各電極に接続します。電極との接続はワニ口クリップで接続します ( 図 6 参照 )。ワニ口はカラーコード化されています。接続は :
緑色
白色
赤色
黒色

参照電極

作用電極
参照電極
カウンター電極
センシング ( 大電流測定用 )作用電極
カウンター電極図 6. セルケーブルの接続

8パージチューブの接続

CS-3A セルスタンドは不活性ガスをサンプル溶液にパージする機能があります。パージは不活性ガスをパージすることにより溶存酸素を除去できます。通常、不活性ガスとして窒素、ヘリウム、アルゴンガスが用いられます。ブランケット機能はサンプル上の大気部分から酸素をヘリウム等に置換するために用いられます。パージ / ブランケットラインはセルトップポジショナーの上から出ている 2 本のテフロンチューブです。
ガスブランケットライン : 黒収縮チューブで皮膜したテフロンチューブ
ガスパージライン :テフロンチューブ
ブランケットチューブには 1/16 のチューブを取り付け、テフロンキャップの開孔部からチューブを差込みます。チューブをセルキャップのパージ孔から差込みます。

VC-3 用テフロンセルキャップ

ガラスセル

セル固定台はオプション(001209)

図 7. ガラスセルの設置

VC-3 用テフロンセルキャップはセルトップポジショナーに取り付けられます。セルトップポジショナーからスライドして外します。
パージの機能について動作

機能

パージ OFF にしてManual でテスト
Remote でテスト

パージ
Open

ガスブランケットチューブ
ガスが出る

機能
パージを ON にするとブラClose

ガスは出ないンケットチューブからガスOpen

ガスが出るのパージ停止し、ガスパー

Close

ガスは出ない9

ジラインからガスが出ます。

4章

操作

123515414678911121013

図 8. フロントパネル
セルキャップ / テストサンプルの設置
セルトップポジショナーを持ち上げると、テフロンセルキャップが同時に上に持ち上げられ、セルから離されます。実験を開始する際にはセルキャップが取付けてあるポジショナーをセルの上に下げます。テフロンセルキャップは簡単にセルトップポジショナーから取り外せ、清掃できます。
図 8 前面パネルの説明
番号123456789101112131415機能
ガスブランケットライン ( 黒収縮チューブにて皮膜したテフロンチューブ )ガスパージライン ( テフロンチューブ )参照電極 ( 白色ワニ口クリップ )カウンター電極 ( 赤色ワニ口クリップ )作用電極 ( 緑色ワニ口クリップ )セルキャップ
テストサンプルセル ( セル )攪拌用 LED: マニュアル、リモートでも攪拌スイッチをオンにすると、LED が点灯
攪拌コントロール切替スイッチ : マニュアル攪拌 ON、マニュアル攪拌 OFF またはリモー
ト攪拌に切換攪拌速度をコントロールするためのノブ
ガスパージ用 LED: マニュアル、リモートでもガスパージスイッチをオンにすると、LEDが点灯
ガスパージコントロールスイッチ : スイッチマニュアルガスパージ ON またはリモートガ
スパージに切換え
ガスパージコントロールノブ : ガス流量のコントロール
セルトップポジショナー
セルトップポジショナーの位置を調整するためのネジ

10

12463785

図 9 背面パネルの説明

番号12345678

機能
パネル固定ネジ : 背面パネルを固定しているネジ。本ネジを外すと、パネルは簡単に取り外せます。
セルケーブル :ALS/CHI 測定器の接続するためのケーブル
電源 ON/OFF
電源ケーブル : 電源ケーブルのソケット、電源ケーブルのアースが取れているかどうか確認して下さい。
フューズホルダー
グラウンド端子ガスインレットコネクター : ガスボンベに接続するためのコネクター
注意 : 最大圧力 34 kpa を超えないこと
リモートコネクター : 25 ピン D コネクターは ALS/CHI 測定器からリモートコントロールが行えます。

11ガスパージ (PURGE)
パージ、ブランケットガスの流量は図 8 に示す No13 ノブでコントロールできます。
No12 のスイッチを ON にしますと、ガスの流量はパージチューブに流れます。そして、リモートコントロールでは変更できません。リモートスイッチを OFF にしますと、ガスはブランケットチューブに流れます。背面パネルのリモートを通じて外部制御でパージコントロールできます。リモートコントロールしない場合、ON にしますと、パージが開始し、リモート OFF にしますと、ブランケットラインにガスが流れます。
パージとブランケット機能のリモートコントロールを行う場合、スイッチをリモートにします。ガスの流量はノブを回転することにより制御できます。反時計回りに廻しますと、流量は増え、時計回りに廻しますと、セルへの流量は減ります。マニュアルまたはリモートに係らず、パージ機能が ON の時、LED は点灯します。

攪拌 (STIR)
CS-3A セルスタンドはマグネットスターラー機能が内蔵されています。攪拌は攪拌コントロー
ルスイッチの ON、OFF ならびに 回転速度を前面パネルで制御できます。
STIR と明記したスイッチはスターラーを ON/OFF またはリモートコントロールできます。
( 図 8, No. 9 参照 ). ON 位置の時、他のコマンドは無効になり、スターラーモーターが ON になります。リモート位置はマニュアルですが、リモートコントロールを行う場合、本位置にして下さい。スターラーを OFF にした後、少なくとも 2 秒は経過後 ON にして下さい。
攪拌速度はコントロールスイッチの右側のノブで制御できます。OFF の位置では攪拌しません。攪拌速度は時計回りに廻しますと、回転が速くなります。
マニュアルまたはリモートに係らず、攪拌スイッチを ON にしますと、LED は点灯します。
リモートコントロール
CS-3A セルスタンドのリモートコネクターに外部機器を接続しますと、ガスパージ、攪拌を制御できます。CS-3A は ALS/CHI 電気化学アナライザーから特定のコマンドを入力することによりコントロールできるように設計されています。これらの機能は 5VDC の TTL 接点信号で制御できます。

「ALS 本体と CS-3A 本体をリモートケーブルでつないだ時、CS-3A 本体の電源を入れなくても CS-3A 前面パネルの電源ランプ ( スターラーとパージランプ ) が付く現象が見られますが、不良動作ではありません。」

12

ファラディケージとセルホルダー
ファラディケージは電気的な干渉からセルをシールドします。最適なシールドを得るために、CS-3A のドアは測定中閉めて下さい。ファラディゲージは振動が無く、平らな場所に設置して下さい。測定中セルケーブルを動かしますと、S/N が悪いボルタモグラムが得られます。
未接続のケーブル ( セルケーブル ) に電源ノイズが入ることがあります。良好な結果を得るためには、不必要なケーブルを取り外し、アースを取って下さい。
セルはファラディケージのステンレストレーに設置します。セルキャップをセルの上に置きます。電極をセルキャップに挿入し、接続を行います。セルキャップはセルトップポジショナーからスライドして取り外せ、簡単に清掃できます。

< ブランケットチューブの接続 >ブランケットチューブがシリコンチューブに差込めない場合、テフロンチューブの先端を鋭角2 本のテフロンガスチューブがあります。その中の 1 本はブランケットチューブです。それに1/16に剃刀で切ります。

テフロンチューブを接続します。

1/16 テフロンチューブをテフロンキャップの中心の孔に差込みます。この時、チューブは液面の上にします。不活性ガスはこの空気層にパージします。

ブランケットチューブを固定した後、作用、カウンター、参照電極をセルバィアイルに固定します。

13

ピコアンペアブースターのセットアップ ( オプション )ALS/CHI から販売されているピコアンペアブースターはサイクリックボルタンメトリー (CV) テクニックで微量電流を計測する場合に用います。ピコアンペアブースターには 2 種類のモデルがあります。モデル 600A/B/C シリーズ用と 700A/B/C シリーズ用が用意されています。
これらの機器は他社の計測器では使用できません。ピコアンペアブースーターをモデル 600A/B/C シリーズに接続しますと、感度スケールは自動的に 1 ×10-8 A/V 以下になります。

背面パネルの取り外し
バックパネルのネジを取り外しますと、簡単にパネルは外せます ( 図 10 参照 )。図 11 にはパネルの取り外し方法を示しています。
ネジの取り外しバックパネルを取外す

図 10. 4 本のネジを外す

図 11. バックパネルの取り外し

ピコアンペアブースターの固定
バックパネルを取り外した後、バックパネルにピコアンペアブースターを取り付ける位置を確認します ( 図 11.2A 参照 )。次に、ドリルでピコアンペアブースターを固定するためのネジ穴を 4 ヶ所開けます ( 図 11.2B 参照 )。図 12C, 12D に示すように 4 本のネジでピコアンペアブースターを固定します。バックパネルは CS-3A セルスタンドの背面に戻し、ネジを用いて図 13.4 に示すように固定します。

図 11.2B. ドリルでネジ穴を開ける

図 11.2A. 取り付け位置の確認

14

図 11.2C. ピコアンペアーブースターをネジで固定

図 11.2D パネルにピコアンペアーブース
ターを固定

ピコアンペアーブースター

電極端子にケーブルを接続

図 13.4. 4 本のネジでピコアンペアブース
ターを取り付けたパネルを固定する

図 12.3. バックパネルを戻す

ケーブルの接続
ピコアンペア用のケーブルを ALS/CHI 測定器の電極コネクターに接続します。次に DB-25

DB-25 ケーブル

ケーブルをピコアンペアブースターと ALS/CHI測定器のセルコントロール端子に接続します( 図 14.5 参照 )。

図 14.5. ケーブル接続

15

5章

修理

本項では一般的な注意点、メンテナンスのポイント、トラブル解決法について記載します。
注意点とメンテナンス
本器械は堅牢です。適切なケアーをしていれば長く使用できます。次に注意点とメンテナン
スのポイントを実行して頂ければ、器械の寿命は長くなります。通常、GLP に沿って使用して下さい。溢した溶液、例えば、塩溶液は綺麗に拭き取って下さい。腐食環境に設置しないこと。
落下、揺さぶること、機械的な衝撃を避けて下さい。これらは、CS-3A のパーツの紛失の原因になります。ガスラインをクリーンにします。例えば、使用後綺麗に拭き取ること。セルバイ
アルから取り外す、または設置時、カウンター電極等は曲げないこと。曲げを繰り返しますとPt ワィヤーが切れることがあります。
修理手順
本ユニットにはユーザーが保守するためのパーツはありません。修理が必要な場合、最寄の代理店または BAS までお問合せ下さい。修理が必要な場合、故障状況を電子メールにて弊社までお知らせ下さい。
下記のものが揃っているか、必ずご確認下さい。万一不足や破損しているものがありましたら、商品到着後 1 週間以内に、ご購入された販売店へご連絡ください。１週間以内にご連絡がない場合、お客様のご要望にお応えできないことがございます。
カタログ No012779

012065

品名
CS-3A ver1.1 セルスタンド本体
取扱説明書
保証書
パージ用ニップル
電源ケーブル

16

数量11111補足 . CS-3A 用アクセサリーと CV 用電極
カタログ No
品名及び規格仕様
002013
PTE 白金電極
OD:6mm, ID:1.6mm
002420
PTE 白金電極
OD:10mm, ID:5.0mm
002422
PTE 白金電極
OD:6mm, ID:3.0mm
002012
GCE グラッシーカーボン電極
OD:6mm, ID:3.0mm
002411
GCE グラッシーカーボン電極
OD:6mm, ID:1.0mm
002417
GCE グラッシーカーボン電極
OD:10mm, ID:5.0mm
002014
AUE 金電極
OD:6mm, ID:1.6mm
002418
AUE 金電極
OD:10mm, ID:5.0mm
002421
AUE 金電極
OD:6mm, ID:3.0mm
002011AGE 銀電極
OD:6mm, ID:1.6mm
002416
AGE 銀電極
OD:10mm, ID:5.0mm
002419AGE 銀電極
OD:6mm, ID:3.0mm
002408PFCE 3 カーボン電極
OD:6mm, ID:3.0mm
002409PFCE 1 カーボン電極
OD:6mm, ID:1.0mm
002016
NIE ニッケル電極
OD:6mm, ID:5.0mm
002017
CUE 銅電極
OD:6mm, ID:1.6mm
002018FEE 鉄電極
OD:6mm, ID:5.0mm
PGBE パイロリティックグラファイト電極
002252
OD:6mm, ID:3.0mm(Basal Plane)
PGEE パイロリティックグラファイト電極
002253
OD:6mm, ID:3.0mm(Edge Plane)
002210
CPE カーボンペースト電極
OD:6mm, ID:3.0mm
002223
SCPE カーボンペースト電極
OD:3mm, ID:1.6mm002007
MCE 微小カーボンファイバー電極
OD:4mm, ID:7 μ m002002
MCE 微小カーボンファイバー電極
OD:4mm, ID:33 μ m002005
MPTE 微小白金電極
OD:4mm, ID:10 μ m002015
MPTE 微小白金電極
OD:4mm, ID:15 μ m002003
MPTE 微小白金電極
OD:4mm, ID:25 μ m002009
MPTE 微小白金電極
OD:4mm, ID:100 μ m002006
MAUE 微小金電極
OD:4mm, ID:10 μ m002004
MAUE 微小金電極
OD:4mm, ID:25 μ m002271
MCUE 微小銅電極
OD:4mm, ID:25 μ m002272
MWE 微小タングステン電極
OD:4mm, ID:10 μ m002273
MNIE 微小ニッケル電極
OD:4mm, ID:100 μ m002313
SPTE 白金電極
OD:3mm, ID:1.6mm
002314SAUE 金電極
OD:3mm, ID:1.6mm
002319SPDE パラジュウム電極
OD:3mm, ID:1.6mm
002412
SGCE グラッシーカーボン電極
OD:3mm, ID:1.0mm
80mesh, 25 × 35mm
002250白金メッシュ電極
100mesh, 25 × 35mm
002251
金メッシュ電極17参照電極およびアクセサリー
カタログ No
品名及び規格012167RE-1B 参照電極
012171
RE-7 参照電極
002056RE-2B キャロメル型参照電極
002057
RE-2C 水銀 / 硫酸水銀参照電極
002058
RE-1C 参照電極
011503
RE-6H 参照電極キット
002247CV 電極用 O- リング
001010
CPO カーボンペースト Oil Base
012610
粗削用研磨パット
011975PK-3 セル研磨キット
0126200.05 μ m 研磨用アルミナ
0020536 μ m 研磨用ダイヤモンド012621
1 μ m 研磨用ダイヤモンド
012600アルミナ研磨用パット
ダイヤモンド研磨用パット
012601002249ガラス板
002233
VC-3 用 Pt カウンター電極
002234
Pt カウンター電極
002230Pt カウンター電極付テフロンキャップ
012669
SVC-3 ボルタンメトリー用セル
012671
SVC-3 用テフロンキャップ
001056
サンプルバイアル (20ml)
002236
パージ用ニップル
010537
パージ用チューブ
012177
サンプルホルダー 9.0mm φ× 2 本入
012176
サンプルホルダー 6.0mm φ× 2 本入
012796
サンプルホルダー補修キット
001051
ウォータージャケット型ガラスセル

18仕様
長さ :70mm, OD:6.0mm
長さ :70mm, OD:6.0mm
長さ :85mm , OD:6.0mm
長さ :85mm , OD:6.0mm
長さ :85mm , OD:6.0mm
10 個入
1g
20 枚入
(20ml）（10ml）（10ml）（20 枚）（20 枚）
1枚
5cm Pt23cm Pt（カウンター電極・セル含む）
10 個入