電気化学測定装置
IMEC-601 / 601A
取扱説明書

REV. 120508

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 2目次

1.

取り扱いのご注意.......................................................................................................... 42.

概要 ............................................................................................................................... 4

3.

原理 ............................................................................................................................... 44.

各部の名称および説明 .................................................................................................. 5
4.1.

フロントパネル ...................................................................................................... 5

4.1.1.

METER セクション ........................................................................................ 5

4.1.2.

I-RANGE セクションと ADJUSTMENTS セクション ................................... 7

4.1.3.

INT. CMD セクション ..................................................................................... 8

4.1.4.

EXT. CMD セクションと GAIN&FILTER セクション .................................. 10

4.2.

リアパネル ........................................................................................................... 12

4.2.1.

ヘッドアンプ ................................................................................................ 12

4.2.2.

OUTPUT 端子 ............................................................................................... 13

4.2.3.

INPUT 端子 ................................................................................................... 14

4.3.

ヘッドアンプ HAEC-A, B x1/x10 or x100/x1000................................................ 14

4.4.

A/D, D/A コンバータ ( IMEC-601A のみ) ........................................................... 15

4.5.

シグナルグランド＆ケースグランド ................................................................... 17

5.

動作チェック ............................................................................................................... 186.

測定手順（NO, ドーパミン, グルタミン酸）............................................................ 19
6.1.

初期設定 ............................................................................................................... 196.2.

試薬を使用するキャリブレーション ................................................................... 216.3.

測定開始 ............................................................................................................... 257.

測定手順（PO2）........................................................................................................ 26
7.1.

初期設定 ............................................................................................................... 26

7.2.

ガスを使用するキャリブレーション ................................................................... 28

7.3.

測定開始 ............................................................................................................... 32

8.

電極 ............................................................................................................................. 33

9.

仕様 ............................................................................................................................. 34

10.

付属品 ...................................................................................................................... 35

11.

保証および修理に関して ......................................................................................... 36

11.1.

保証内修理 ....................................................................................................... 36

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 311.2.

保証外修理 ....................................................................................................... 36

11.3.

修理不能 ........................................................................................................... 37

12.

お問い合わせ ........................................................................................................... 38

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 4

1. 取り扱いのご注意

本製品は動物実験を対象にしています。人体には絶対に使用しないで下さい。もし使用して問題が起こった場合でも、弊社は一切の責任を負いません。

2. 概要
IMEC-601/601A はボルタンメトリーを使用した動物実験用の電気化学測定装置です。電極を変更して、血中をはじめ生体内のあらゆる部位での酸素分圧・一酸化窒素・ドーパン・グルタミン酸・ビタミン C( 開発中：GABA ) を測定することができます。

3. 原理

作用電極と参照電極の両極間に適切な電圧を加えて電気分解を行い、そのとき流れる電流を測定して電圧-電流曲線を取得する手法です。電極の電圧-電流曲線を図１に示します。

電流 （
）
nA

20

00

0.4

0.6

1.

印加電圧（V）

図１

印加電圧 0.4V から 0.6V までは電流が安定しているのがわかります。この領域は分子が拡散される境界領域です。つまり、この領域で分子濃度を測定することができます。

この分子濃度と電流には相関があり、この関係から分子濃度を測定することができます。
また、各分子の透過性を持つ特殊高分子膜を電極先端に使用することで、他分子との選択性を向上させています。

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 5

4. 各部の名称および説明
4.1.

フロントパネル

旧型

新型

4.1.1. METER セクション
METER セクションは測定電流値、各種設定値を表示するセクションです。

旧型

新型

1

1
2
3

1.

パネルメータ
測定電流やコマンド電圧を表示するデジタルパネルメータです。

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

2
3

4

Page 62.

メータ単位表示 LED：pA, nA, uA, V, Hz, mHz, mmHg
デジタルパネメータの単位を表示する LED です。pA, uA, mmHg は新型のみ。

pA, nA, uA

測定電流
DC コマンド電圧

V

波形コマンド振幅
コマンド電圧の合計

3.

Hz, mHz

波形コマンドの周波数

mmHg

酸素分圧

メータ表示選択スイッチ：V, mmHg, I, VDC , VAMP, F
パネルメータの表示を選択するスイッチです。V, mmHg は新型のみ。

4.

METER

表示内容

V

コマンド電圧の合計

mmHg

酸素分圧

I

測定電流

VDC

DC コマンド電圧

VAMP.

波形コマンド振幅

F

波形コマンド周波数

小数点選択スイッチ：mmHg DP
メータ表示選択スイッチが mmHg のときに、小数点を設定するスイッチです。押す度に左にシフトします。

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 74.1.2. I-RANGE セクションと ADJUSTMENTS セクション
I-RANGE セクションでは測定電流のレンジの設定を行います。ADJUSTMENTS セクシ
ョンではオフセットやゲインの設定を行います。

旧型

新型

5
8
5.

7

10

5

7

10

6

9

8

6

9

測定電流レンジ選択スイッチ：I - RANGE：α
測定電流レンジを選択するスイッチです。流れる電流の大きさによって選択する必要があります。新型には x0.001, x0.01, 0.1, x10000 がありますが、将来追加する予定のレンジです。

ヘッドアンプHAEC-A, B x1/x10

HAEC-A, B x100/1000

6.

I- RANGE：α

最大測定電流1±10000 nA (=10.000 uA )10

±1000.0 nA

100±100.00 nA

1000±10.000 nA

オフセット ON/OFF スイッチ：OFFSET - ON/OFF
オフセット機能を ON/OFF するスイッチです。

7.

オフセット設定ダイアル：OFFSET ( 2000 ÷ α nA /TURN )電極暗電流を手動操作でキャンセルするための、オフセット設定ダイアルです。

I- RANGE：α分解能 (nA/TURN)

設定範囲

1

2000

±10000 nA (=10.000 uA )

10

200.0

±1000.0 nA

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 8

100

20.00

±100.00 nA

1000

2.000

±10.000 nA＊旧型は印刷に誤りがあります。
1000 ÷ α nA /TURN →8.

2000 ÷ α nA /TURN

オートゼロ ON/OFF スイッチ：AUTO ZERO - ON/OFF
電極暗電流の自動キャンセルを ON/OFF するスイッチです。

9.

I- RANGE：α

キャンセル範囲

1±10000 nA (=10.000 uA )10

±1000.0 nA

100±100.00 nA

1000±10.000 nA

ゲイン ON/OFF スイッチ：GAIN - ON/OFF
ゲイン機能を ON/OFF するスイッチです。

10. ゲイン設定ダイアル：GAIN (x1-11)
ゲインを設定するダイアルです。主に酸素分圧のキャリブレーションで使用します。

4.1.3. INT. CMD セクション
INT. CMD セクションでは内部コマンドの設定を行います。DC コマンド電圧、波形コマ
ンド振幅・周波数の設定を行います。

旧型

新型

15

17

11

14

16

12

15

17

14

16 13 12

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

11

Page 9

11. DC コマンド電圧設定ダイアル：DC
DC コマンド電圧を設定するダイアルです。新型は DC RANGE スイッチでレンジを選択できます。

DC RANGE

分解能

最大電圧

旧型 なし

1V / TURN

10V

新型 2V

200mV / TURN

2V

新型 10V

1V / TURN

10V

12. DC コマンド選択スイッチ：+ / OFF / DC コマンドの極性を選択するスイッチです。
13. DC コマンドレンジ選択スイッチ：DC RANGE 10V / 2V
DC コマンドのレンジを選択するスイッチです。
14. 波形コマンド周波数のレンジ選択スイッチ：F-RANGE：γ
波形コマンド周波数のレンジを選択するスイッチです。

15. 波形コマンド周波数の設定ダイアル：FREQUENCY (γ ÷ 10Hz/TURN)
波形コマンド周波数を設定するダイアルです。

F - RANGE：γ

分解能 (Hz)

設定範囲 (Hz)

0.1

0.01

~0.1

1

0.1

~1

10

1

~10

1000

10

~100

16. 波形コマンドの波形設定スイッチ：TRI. / OFF / RECT.
波形コマンドの波形を設定するスイッチです。

17. 波形コマンドの振幅設定ダイアル：AMPLITUDE (1V/TUNR MAX 10V)
波形コマンドの振幅を設定するダイアルです。

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 104.1.4. EXT. CMD セクションと GAIN&FILTER セクション
EXT. CMD セクションでは外部コマンドの設定を行うセクションです。GAIN&FILTER
セクションでは出力ゲインとフィルターの設定を行うセクションです。

旧型

新型

23
18

20

19

21

18

20

19

21

23

22

18. 外部コマンド 1 選択スイッチ：EXT. CMD 1
EXT. CMD 1 端子から入力される外部コマンドを選択するスイッチです。新型はスケールを選択できます。

EXT. CMD 1

最大コマンド

旧型 1V/V10V

新型 1V/V10V

新型 100mV/V

1V

19. 外部コマンド 2 選択スイッチ：EXT. CMD 2
EXT. CMD 2 端子から入力される外部コマンドを選択するスイッチです。新型はスケールを選択できます。

EXT. CMD 2

最大コマンド旧型 100mV/V

1V

新型 200mV/V

2V

新型 20mV/V

200mV

20. 出力ゲイン選択スイッチ：OUTPUT GAIN - 1, 2, 5 , 10, 20, 50, 100, 200, 500
I-SCALED OUTPUT 端子の出力電圧ゲインを選択するスイッチです。メータ表示には影響しません。

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 1121. ローパスフィルタ選択スイッチ：L.P.F (Hz) - 1, 2, 5 , 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1k,
2k ,5kローパスフィルタを選択するスイッチです。2k, 5k は新型のみ。
22. ローパスフィルタ ON/OFF スイッチ：ACTIVE / BYPASS
ローパスフィルタを ON/OFF するスイッチで、ACTIVE のときにフィルタが有効になります。

23. オーバーロード検知 LED：OVERLOAD
オーバーロードの検知を知らせる LED です。I-SCALED OUTPUT 端子から 10V 以
上の電圧が出力されると点灯します。

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 12

4.2.

リアパネル

旧型

新型

4.2.1. ヘッドアンプコネクタ
24. ヘッドアンプ接続コネクタ：HEAD AMP. HAEC-A, B
ヘッドアンプ HAEC-A, B を接続するコネクタです。旧型は HAEC-A で 15 ピン、新型はHAEC-B で２５ピンです。電源を投入する前に接続して下さい。電源が入っている状態での抜き差しは、故障の原因になりますので行わないで下さい。

旧型

新型

24

24

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 134.2.2. OUTPUT 端子
測定電流値とコマンド電圧値を出力する端子です。

旧型

新型

25
25

26

27

27

25. 測定電流スケール出力端子：I SCALED 1000÷α×β(pA/mV)
測定電流を電圧で出力する端子です。OUTPUT GIAN と L.P.F の設定は影響します。
[注意
注意]
注意
一般的な増幅器では (mV/pA )と表記されることも多いと思います。その表記に直すと表記されることも多いと思います。その表記に直すと” 0.001×α×β×α×β(mV/pA)“となります。
となります。
×α×β
26. 測定電流出力端子：I ( 10kHz ) 1000÷α (pA/mV)
測定電流を電圧値で出力する端子です。OUTPUT GIAN と L.P.F の設定は影響しま
せん。(旧型のみ)

[注意
注意]
注意
一般的な増幅器では (mV/pA )と表記されることも多いと思います。その表記に直と表記されることも多いと思います。その表記に直すと”×α(mV/pA)“となります。
となります。
すと 0.001×α×α27. コマンド電圧出力端子：V ( INT. + EXT. ) 1(V/V)
内部と外部コマンド電圧を出力します。出力スケーリングは 1V/V です。

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 144.2.3. INPUT 端子
外部コマンド信号を入力する端子です。

旧型

新型

28
29
28

29

28. 外部コマンド入力端子１：EXT. CMD 1
外部機器からのコマンド電圧を入力する端子です。

29. 外部コマンド入力端子２：EXT. CMD 2
外部機器からのコマンド電圧を入力する端子です。

4.3.

ヘッドアンプ HAEC-A, B x1/x10 or x100/x1000

30
31

32

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 1530. 電極接続コネクタ
電極やモデル抵抗を接続するコネクタです。

31. ケース GND
ヘッドアンプのケース GND で、アンプ本体のケース GND と導通しています。
[重要
重要]
重要
ノイズが大きいとき、ケース GND と電極のシールド線を接続して下さい。実験環境などによってはノイズが増加することもありますので、その場合は接続しないで下さい。

32. アンプ接続コネクタ
アンプ本体に接続するコネクタです。旧型は D-SUB 15 ピン、新型は D-SUB25 ピ
ンのコネクタを使用しています。本体に接続するときに、ネジ止めをして下さい。

4.4.

A/D, D/A コンバータ ( IMEC-601A のみ)

IMEC-601A は 4 チャンネルの AD コンバータを搭載し、付属ソフトウェア I-Rec でデータを取得できます。チャンネル１は I-SCALED 端子, チャンネル２は V 端子のデータを取得します。チャンネル３、４はフリーです。また、ファンクションジェネレータ機能として、１チャンネルの DA コンバータも搭載しています。

旧型

新型

33
33

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 16

33. I-Rec 用 USB2.0 コネクタ
PC と接続する USB2.0 コネクタです。
[重要
重要]
重要
ノイズ対策のため、ＡＤコンバータを接続しない場合でも、PCと USB2.0 ケーブルで接ノイズ対策のため、ＡＤコンバータを接続しない場合でも、続してください。

旧型

新型

34

34

35

35
34. AD コンバータ入力端子：AD3, AD4 , ANALOG IN3, ANALOG IN4
ＡＤコンバータのチャンネル３、４入力端子です。アナログ信号を入力できます。

35. DA コンバータ出力端子：DA, ANALOG OUT
ＤＡコンバータの出力端子です。ＤＣ、三角波、矩形波、正弦波を出力できます。

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 17

4.5.

シグナルグランド＆ケースグランド

36. シグナルグランド：SIGNAL GND
シグナルグランドです。ノイズが大きい場合はケースグランドと接続して下さい。
環境によっては、ケースグランドと接続するとノイズが大きくなる場合があるので、その場合は接続しないで下さい。
旧型には、SIGNAL GROUND 端子がない機種があります。BNC コネクタの外側をシグナルグランドとしてご使用下さい。

旧型

新型

36
36

37. ケースグランド
ケースグランドです。ノイズが大きい場合はシグナルグランドと接続して下さい。
環境によっては、シグナルグランドと接続するとノイズが大きくなる場合があるので、その場合は接続しないで下さい。
旧型には、ケースグランド端子がない機種があります。ケースのネジをケースグラ
ンドとしてご使用下さい。

旧型

新型

37

37

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 185. 動作チェック
下記の手順で問題が発生した場合は、故障の可能性があります。弊社テクニカルサポー
トまでご連絡下さい。

1)

ヘッドアンプ HAEC-A, B x1/10 を IMEC-601/601A 本体に接続して、アンプ本体を
以下のように設定します。

METER スイッチ (V, mmHg, I, VDC, VAMP, F)

I

RANGE スイッチ (1, 10, 100, 1000)

10OFFSET ダイアル

5 回転

OFFSET ON/OFF スイッチOFF

AUTO ZERO ON/OFF スイッチOFF

GAIN ダイアル

0 回転

GAIN ON/OFF スイッチOFF

F-RANGE スイッチ(0.1, 1, 10, 100)

1

FREQUENCY ダイアル

5 回転

AMPLITUDE ダイアル

0 回転

TRI./OFF/RECT. スイッチOFF

DC ダイアル

0 回転

DC +/OFF/- スイッチOFF

DC RANGE スイッチ(2V, 10V)

10V

EXT. CMD1 スイッチ

OFF

EXT. CMD2 スイッチOFF

OUTPUT GAIN スイッチ (1, 2, 5, …)

1

L.P.F (Hz)スイッチ (1, 2, 5, …)

1

L.P.F (Hz) ACTIVE / BYPASS スイッチ

ACTIVE

2)

リアパネルの I/O 電源スイッチを” I ”にして電源を投入します。

3)

モデル抵抗 MR-1M をヘッドアンプ HAEC-A, B x1/10 に接続します。

4)

OFFSET ON/OFF スイッチを” ON ”に設定します。

5)

OFFSET ダイアルでメータの電流値を” 0nA ”に調整します。

6)

METER スイッチを” V ”に設定します。

7)

DC +/OFF/- スイッチを” + “に設定します。

8)

DC ダイアルを 1 回転して、メータ電圧値を” 1000mV (1V)“に設定します。

9)

METER スイッチを” I ”に設定します。

10)

メータの電流値が約” 1000.0nA ”になることを確認できます。

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 196. 測定手順（NO, ドーパミン, グルタミン酸）
6.1.
1)

初期設定
ヘッドアンプ HAEC-A , B x100/x1000 をメインアンプ IMEC-601/601A に接続します。

2)

I SCALED BNC をレコーダなどに接続します。IMEC-601A は AD コンバータを搭載しているので、付属ソフトウェア I-Rec のチャンネル１にデータを取得できます。

3)

メインアンプ IMEC-601/601A を以下のように設定します。

METER スイッチ (V, mmHg, I, VDC, VAMP, F)

VDC

RANGE スイッチ (1, 10, 100, 1000)

任意

OFFSET ダイアル

5 回転

OFFSET ON/OFF スイッチOFF

AUTO ZERO ON/OFF スイッチOFF

GAIN ダイアル

0 回転

GAIN ON/OFF スイッチOFF
1

F-RANGE スイッチ(0.1, 1, 10, 100)
FREQUENCY ダイアル

5 回転

AMPLITUDE ダイアル

0 回転

TRI./OFF/RECT. スイッチOFF

DC ダイアル

0 回転

DC +/OFF/- スイッチOFF

DC RANGE スイッチ(2V, 10V)

10V

EXT. CMD1 スイッチ

OFF

EXT. CMD2 スイッチOFF

OUTPUT GAIN スイッチ (1, 2, 5, …)

1

L.P.F (Hz)スイッチ (1, 2, 5, …)

1

L.P.F (Hz) ACTIVE / BYPASS スイッチ

4)

ACTIVERANGE スイッチはキャリブレーションする物質によって異なります。

x100

ドーパミン

x1000

NO, グルタミン酸

5)

リアパネルの I/O 電源スイッチを” I ”にして電源を投入します。

6)

電極をヘッドアンプ HAEC-A, B x100/x1000 に接続します。

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 20

7)

ヘッドアンプのケース GND と電極のシールド線をクリップなどで接続します。

8)

本体のケース GND とシグナル GND を接続します。

9)

初期設定が完了したら、キャリブレーションを行います。

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 216.2.

試薬を使用するキャリブレーション

対象を測定する前に、どれぐらいの電流がどれぐらいの測定物質の濃度に値するかを調べる必要があります。キャリブレーション方法にはガスや試薬の使用など、様々な方法があります。この章節では試薬を使用した場合のキャリブレーション例を記述します。その際、閉鎖系の環境下で行ってください。

1)

使用する電極は 1 時間前ぐらいに生理食塩水もしくは PBS に浸しておいてくださ
い。電極の膜が安定してキャリブレーションがスムーズに行えます。

2)

生理食塩水もしくは PBS を 20mL 準備します。（溶液１）

生理食塩水もしくは PBS 20mL

溶液１

3)

各測定物質のキャリブレーション液を 1mL (5mM) 準備します。
（溶液２）1mL の生理食塩水もしくは PBS に試薬を溶かして作成します。下表のように溶かす量は試薬によって異なります。

測定物質
NO
ドーパミン
ビタミン C

溶かす試薬と分子量溶かす試薬の量

SNAP：220

1.1 mg

NOC5：167.22

0.836 mg

ドーパミン：189.64

0.95 mg

ビタミン C：176.13

0.88 mgグルタミン酸：147.13

0.74 mg（アスコルビン酸）
グルタミン酸[注意
注意]
注意
NO に関してはその他様々な試薬があり、SNAP,NOC5 は一例です。
に関してはその他様々な試薬があり、IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 22

生理食塩水もしくは PBS 1mL

試薬

溶液２
5mM
1mL

試薬

メーカ

型番

NOC5

DOJINDO

343-06883

SIGMA

H8502-5G

L(+)-Ascorbic Acid

Wako

014-04801

L-Glutamic Acid

Wako

070-00502

Dopaminehydrochloride

4)電極を溶液１に浸し、DC +/OFF/- スイッチを” + ”に設定します。

5)

DC ダイアルを回して METER 表示が下表になるように設定します。

電極
DC ダイアルの設定
NO：0.700V
ドーパミン：0.500V
ビタミン C：0.700V
溶液１グルタミン酸：0.500V
20mL

6)

METER スイッチを” I ” に設定し、電流が安定するのを待ちます。

[注意
注意]
注意
手順 1)が十分でない場合、電極が安定するのに数十分かかることもあります。また、メーが十分でない場合、電極が安定するのに数十分かかることもあります。また、メー
タ表示が 13000 付近（小数点は RANGE スイッチによって異なる）で安定して OVERLOAD
LED が点灯することがありますが、数分待って下さい。メータ数値は徐々に低下して、が点灯することがありますが、数分待って下さい。メータ数値は徐々に低下して、
OVERLOAD LED も消灯します。

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 237)電流が安定したら OFFSET ON/OFF スイッチを ON に設定します。

8)

OFFSET ダイアルを用いて METER の表示値を 0 にすることをお勧めいたします。

9)

溶液２を電極の浸してある溶液１に 1μL 入れます。このときの濃度は 250nM になります。液内濃度均一化のためにスターラーで攪拌させながら行うとより良好です。

電極
1μL

攪拌子

溶液２

溶液１

250nM

5mM

20mL + 1μL

1mL

スターラー

10)

溶液２を入れると電流値が上がり、その変化した電流量を濃度分と考えます。9)を繰り返し行い、250nM 分の電流を記録します。

[注意
注意]
注意
NOC5 は１分子につき、２分子の NO を放出するので、SNAPを使用した場合と比較してを放出するので、２倍の電流が流れます。

電流

4μL 目

1μL 目

1μM 分の電流量250nM 分の電流量
時間

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 24

11)10)を繰り返し行い、電流-測定物質 濃度直線を作成します。
電流

250nM

12)

1000nM濃度

キャリブレーションが終了したら測定を開始します。

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 25

6.3.

測定開始

1)

キャリブレーションが完了したら、目的の溶液・生体に電極を刺入して測定を開
始します。

2)

反応速度とノイズを考慮して、” L.P.F ”を設定します。大きい値に設定すると早い反応を取得することができますが、ノイズは大きくなります。小さい値にするとノイズは小さくなりますが、早い反応は取得できません。ほとんど場合で、20Hz 以下を使用します。

[注意
注意]
注意“L.P.F”をを 50Hz 以上に設定した場合は、ハムノイズが発生するのでシールド環境で実験を行って下さい。

3)

OVERLOAD LED が点灯して、電流値が測定範囲を超えてしまう場合は、測定電流に合わせてヘッドアンプと RANGE スイッチを変更して下さい。下表をご参考下さい。

ヘッドアンプHAEC-A, B x1/x10

HAEC-A, B x100/1000

I- RANGE：α

最大測定電流1±10000 nA (=10.000 uA )10

±1000.0 (nA)100

±100.00 (nA)

1000

±10.000 (nA)IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 26

7. 測定手順（PO2）
7.1.

初期設定

1)

ヘッドアンプ HAEC-A , B x1/x10 をメインアンプ IMEC-601/601A に接続します。

2)

I SCALED BNC をレコーダなどに接続します。IMEC-601A は AD コンバータを搭載しているので、付属ソフトウェア I-Rec のチャンネル１にデータを取得できます。

3)

メインアンプ IMEC-601/601A を以下のように設定します。

METER スイッチ (V, mmHg, I, VDC, VAMP, F)

VDC

RANGE スイッチ (1, 10, 100, 1000)

10OFFSET ダイアル

5 回転

OFFSET ON/OFF スイッチOFF

AUTO ZERO ON/OFF スイッチOFF

GAIN ダイアル

0 回転

GAIN ON/OFF スイッチOFF

F-RANGE スイッチ(0.1, 1, 10, 100)

1

FREQUENCY ダイアル

5 回転

AMPLITUDE ダイアル

0 回転

TRI./OFF/RECT. スイッチOFF

DC ダイアル

0 回転

DC +/OFF/- スイッチOFF

DC RANGE スイッチ(2V, 10V)

10V

EXT. CMD1 スイッチ

OFF

EXT. CMD2 スイッチOFF

OUTPUT GAIN スイッチ (1, 2, 5, …)

1

L.P.F (Hz)スイッチ (1, 2, 5, …)

1

L.P.F (Hz) ACTIVE / BYPASS スイッチ

ACTIVE

4)

リアパネルの I/O 電源スイッチを” I ”にして電源を投入します。

5)

電極をヘッドアンプ HAEC-A , B x1/x10 に接続します。

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 27

6)

ヘッドアンプのケース GND と電極のシールド線をクリップなどで接続します。

7)

本体のケース GND とシグナル GND を接続します。

8)

初期設定が完了したら、キャリブレーションを行います。

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 287.2.

ガスを使用するキャリブレーション

1)

恒温槽に水を入れて 37℃に保持します。

2)

PH7.5 の PBS もしくは生理食塩水をビーカーに入れて、ビーカーを恒温槽に入れますビーカーに電極を挿入します。

3)

バブリングの気泡が大きいと電極がゆれて安定度が悪くなります。

Electrode

PBS or NSS

Water bath 37℃

4)

DC +/OFF/-スイッチを” - ” に設定して下さい。

5)

DC ダイアルで METER の表示値が” - 0.500V ” になるよう設定します。測定される電流値もマイナスになります。

6)

旧型の場合は METER を” I ” に、新型の場合は METER を”mmHg”に設定し、電流値が安定するまで待ちます。

7)

１気圧で 100%の窒素をビーカーにバブリングし、パネルメータの表示値が減少しなくなったら、バブリングをやめます。
100 % Nitrogen
Current 電流値を反転させた波形を表示しています。

Time
Bubble100 % Nitrogen
IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 29

8)

OFFSET ON/OFF スイッチを ON に設定します。

9)

OFFSET ダイアルで METER の表示値が約” 0 ”になるよう設定します。

Current 電流値を反転させた波形を表示しています。

Time

10)

BubbleTurn the100 % Nitrogen

OFFSET dial

1 気圧で 20%酸素をビーカーにバブリングします。

20% Oxygen
Current 電流値を反転させた波形を表示しています。

Time
BubbleTurn the

Bubble100 % Nitrogen

OFFSET dial

20 % Oxygen

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 3011)

旧型の場合は、パネルメータの表示値が上昇しなくなったら、GAIN ダイアルでMETER の表示値が” - 02120 ”（mmHg に合わせる場合は” - 01590 “）になるように設定します。小数点を無視して考えます。
新型の場合は、パネルメータの表示値が上昇しなくなったら、GAIN ダイアルでMETER の表示値が” - 01590 “になるように設定します。mmHg DP スイッチを押して、” – 0159.0 ”と表示するように小数点を移動します。
METER の表示値が” - 02120” （mmHg に合わせる場合は” - 01590 “）まで上昇しない場合は、ヘッドアンプを HAEC-A, B x100/x1000 に換えて、I-RANGE スイッチを”100 ”に設定して手順 4)に戻って下さい。

Current 電流値を反転させた波形を表示しています。
-01590 or -02120

Time

12)

BubbleTurn the

BubbleTurn the100 % Nitrogen

OFFSET dial

20 % Oxygen

GAIN dial

旧型の場合は、単位を kPa に読み替え、小数点を任意に仮定して、- 021.20 kPa(ｍｍHg の場合は- 0159.0mmHg)とします。
Current 電流値を反転させた波形を表示しています。
- 02120 = - 021.20 kPa

Time
BubbleTurn the

BubbleTurn the100 % Nitrogen

OFFSET dial

20 % Oxygen

GAIN dial

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 3113)

手順 7)~10)を数回繰り返すと、キャリブレーションの精度が上がります。

Bubble 20 % Oxygen

電流値を反転させた波形を表示しています。

& Turn the GAIN dialTime
Bubble 100 % Nitrogen& Turn the OFFSET dial
14)

キャリブレーションが終了したら測定を行います。

15)

PO2 キャリブレーションの構成例
下図はキャリブレーション構成の一例です。

HAEC-A, B

IMEC-601/601A

O2 and N2 Blender
100%

0%
O2

N2

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

O2

N2

Page 32

7.3.
1)

測定開始

キャリブレーションが完了したら、目的の溶液・生体に電極を刺入して測定を開
始します。

2)

反応速度とノイズを考慮して、” L.P.F ”を設定します。大きい値に設定すると早い反応を取得することができますが、ノイズは大きくなります。小さい値にするとノイズは小さくなりますが、早い反応は取得できません。ほとんど場合で、20Hz 以下を使用します。

[注意
注意]
注意“L.P.F”をを 50Hz 以上に設定した場合は、ハムノイズが発生するのでシールド環境で実ハムノイズが発生するのでシールド環境で実験を行って下さい。

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 33

8. 電極

各分子の選択性を持つ特殊高分子膜を電極の先端にコーティングしています。キャリブ
レーションを行うだけで簡単に測定ができます。

1)

標準仕様

長さ

30mm

直径

0.5mm

ケーブル長さ500mm
NO：約 500 pA/μM

感度

ドーパミン：約 1000 pA/μM
グルタミン酸：約 100 pA/μM

使用回数

2)

数回（＊仕様用途により異なります）

使用上のご注意
ご使用される 1 時間前ぐらいに液体に浸しておいてください。先端は大変クリティ
カルなため、損傷しないよう取り扱ってください。損傷した場合、安定性や選択性が損なわれる可能性があります。実験度にキャリブレーションを行ってください。

3)

保存方法
アルコールで汚れを落とした後、PBS でアルコール分をとばして乾燥保存します。

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 34

9. 仕様
I-1

±10000 nA (=10.000 uA )I - 10±1000.0 nA

I - 100±100.00 nA

I - 1000±10.000 nA

I-1±10000 nA (=10.000 uA )I - 10±1000.0 nA

I - 100±100.00 nA

I - 1000±10.000 nA

I-1±10000 nA (=10.000 uA )I - 10±1000.0 nA

I - 100±100.00 nA

I - 1000±10.000 nA

電流測定レンジ

オフセット

調整機能
オートゼロ

ゲイン

x1 ~ x11
旧型：±10V

DC コマンド電圧
新型：±10V, ±2V
波形コマンドモード

三角波 / 矩形波

波形コマンド振幅

0 ~ 10.000 V

内部コマンドF - 0.1~ 0.1 Hz

F–1

~ 1 HzF - 10~ 10 HzF - 100~ 100 Hz

波形コマンド周波数

旧型：1 V/V
外部コマンド１
新型：1 V/V, 100mV/V
外部コマンド
旧型：100 mV/V
外部コマンド２
新型：200 mV/V, 20mV/V
出力ゲイン

1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500
1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1k, 2k, 5k

ゲイン＆フィルタ
ローパスフィルタ

（2k, 5k は新型のみ）
I SCALED

1000÷α×β pA/mV
0.001×α×β pA/mV

出力端子
I (10kHz)

1000÷α pA/mV

旧型のみ

0.001×α×β pA/mV

V (INT. + EXT.)

1 (V/V)

スケーリング

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 35

寸法

99 - 430 - 280 mm (H-W-D)

電源

AC 100~240 V, 0.2 ~0.13 A, 50/60 Hz

消費電力

MAX 45 W

10. 付属品
メインアンプ（IMEC-601 or IMEC-601A）

１

ヘッドアンプ（HAEC-A, B x1/x10）

１

ヘッドアンプ（HAEC-A, B x100/x1000）１モデル抵抗（MR-1M）

１

モデル抵抗（MR-100M）

１

ヒューズ(250V ~, T3.15A)

２

BNC ケーブル

１

電源ケーブル

１

ヘルピングハンズ

１

IMEC-601/601A 取扱説明書

１

IMEC-601A には以下が追加されます。

I-Rec インストール CD１

USB 2.0 ケーブル

１

I-Rec 取扱説明書

１

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 36

11. 保証および修理に関して
11.1. 保証内修理
1)

納品検収完了日から１年以内において、取扱説明書及び取り扱い上の注意事項に従った取り扱いにより本装置が万一故障した場合は、無償修理と致します。装置を購入された販売店または弊社営業所へ修理をご依頼下さい。

2)

納品検収完了日から１年以内の期間における故障であっても、次のような場合は保証外修理として有償の取り扱いをさせていただきます。

① 使用上の誤り（取扱説明書，取り扱い上の注意事項以外での誤操作等）により生じた故障。
② 弊社の承認なくして行なわれた改造又は移設により発生した故障及損傷。
③ 弊社の指導に基づく保全行為を逸脱する原因により発生した２次故障。
④ 納品検収後の本装置への衝撃等による故障及び損傷。
⑤ 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧による故障及び損傷。
⑥ 保管上の不備（高温・多湿の場所・有害薬品のある場所での保管等）⑦ 弊社納入製品以外の製品に起因する故障。

3)

弊社メンテナンス担当者による修理実施日より３ヶ月以内に、同一箇所に同一の不具合が生じた場合は無償修理とし、修理料金・部品代・運送料金の請求は致しません。但し、修理実施日より３ヶ月以内であっても、上記 2)②項に該当する場合は保証外修理として有償の取り扱いをさせていただきます。

11.2. 保証外修理
4)

保証内修理の記載に該当しない全ての弊社メンテナンス担当者による修理は保証外修理として有償の取り扱いをさせていただきます。万一故障した場合は、販売店又は弊社営業所へ直接修理をお申しつけ下さい。

5)

修理には該当しませんが、以下の修理につきましても保証外修理に準じてお受け致します。

① お客様のご要望による保守点検・オーバーホール② 納品時以外のオペレーショントレーニング

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 376)

預かり修理を原則とします。出張修理の場合には、弊社で定めた出張修理料金を申し受けます。

7)

不具合箇所の修理が装置を設置してある場所では不可能な場合は、預かり修理となります。

11.3. 修理不能

以下のような状況にある場合、装置の修理はお引き受けできない場合もありますので予めご了承下さい。

8)

強度の衝撃品など損傷の著しいもので、修理作業実施後の機能維持が不可能と判断された場合。

9)

納品検収後５年を経過した製品の修理で保守部品の供給が困難な場合。

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.

Page 38

12. お問い合わせ本社〒464-0850
愛知県名古屋市千種区今池 3 丁目 40-4
TEL：( 052 ) 731-8000
FAX：( 052 ) 731-5050
E-mail：support@intermedical.co.jp

大阪営業所〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島三丁目 19 番 13 号
第 2 ユヤマビル 4Ｆ-C 号室
TEL：06-6885-5300
FAX：06-6195-7337
E-mail：osaka@intermedical.co.jp

IMEC-601/601A, COPYRIGHT © Mar. 2008, Inter Medical co., ltd.