ハンドヘルドパーティクルカウンタ

KC-51/KC-52

ハンドヘルドパーティクルカウンタ
KC-52/KC-51
筐体を流線型にしたことで、試料空気の流れを妨げずに確実な測定結果を得ることが可能になりました。見やすい大きなディスプレイを採用したエルゴノミクスデザイン。
計測する人に使いやすさを提供します。

タッチパネル式

3.5インチ
カラー液晶

スタンド使用時

USB端子

データリンク端子

304 mm

SDカードスロット

SDカード

KC-52

● 粒径区分 0.3、0.5、1.0、2.0、5.０μm● パスワードの設定により、管理者と使用者とで操作内容を区別● 表示言語は日本語、英語を選択可能● USB端子およびSDカードスロットを搭載● 多点モニタリングシステムに対応※連続で運転させた場合、1年間の動作保証には対応しておりません。

87 mmタッチパネル式の多機能なKC-52と、シンプルで低価格のKC-51の2器種を用意。
どちらも環境に優しい充電池（リチウムイオン電池）を使用しています。

ISO 21501-4(JIS B 9921)に適合。
基本性能を確保し、さまざまな清浄度管理に適します。
● クリーンルームの清浄度管理● 半導体製造現場の環境管理● 医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理● 病院や医療現場の清浄度管理

KC-51● 粒径区分 0.3、0.5、5.０μm● 3.2インチモノクロ液晶パネル● USB端子を搭載

2段階画面例（KC-51）

画面例（KC-52）

測定画面（STATUS表示あり）

測定画面（STATUS表示あり、日本語）

測定条件設定画面

仕様
光学方式

KC-52

KC-51

側方散乱方式

光源

半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)

レーザ製品のクラス

クラス1 IEC60825-1

受光素子

フォトダイオード

定格流量2.83 L/min

粒径区分

5段階：0.3、0.5、1.0、2.0、5.0 μm以上

右の組合せから選択

3段階：0.3、0.5、5.0 μm以上（初期値）
2段階：0.3、0.5 μm以上
2段階：0.5、5.0 μm以上

最大粒子個数濃度
測定時間/測定体積

140 000 000個/㎥（計数損失10 %以内）
手動、任意時間（1秒〜2時間）

手動

283 mL（6秒）、1 L（21秒）、2.83 L（1分）、10 L（3分32秒）、28.3 L（10分）

283 mL（6秒）、
1 L（21秒）、2.83 L（1分）、10 L（3分32秒）、
28.3 L（10分）

測定値表示

累積値、差分値

累積値

換算体積

1 L、
28.3 L、
1 000 L、換算無し

連続測定回数

最大99回

最大10回

測定間隔

最大24時間(測定周期として設定)

最大10秒(休止時間として設定)

測定条件の保存数

最大３パターン

ー

測定結果保存回数

約5 000回(回数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式)

最大100回（ローテーティング方式）

保存データの形式

タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル

保存データの取り出し方法

SDカードへコピー

コンピュータとUSB接続してダウンロード（TSVダウンロードソフトウェアを使用）コンピュータとUSB接続してコピー(リムーバブルディスクとして認識)※1
アラーム機能粒子数の上限監視(設定値を超過した場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測 ー
定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動)

パスワード機能管理者のみ測定条件の変更可能

表示部

3.5インチカラー液晶パネル

3.2インチモノクロ液晶パネル

操作方法

タッチパネル、ボタン

ボタン

表示言語

日本語、英語

英語

外部端子

USB mini B(コンピュータおよびプリンタとの接続用)

使用温湿度範囲

１０ ℃〜４０ ℃、８５ ％RH以下（ただし結露のないこと）

ー

データリンク端子(多点モニタリングシステム※２に使用)
電源ー

ACアダプタ(入力電圧：AC100〜240 V、50/60 Hz)
リチウムイオン電池（内蔵型、動作時間：約5時間、充電時間：約4時間）

大きさ・重さ付属品

ACアダプタ
（電源コード含む）、USBケーブル（A-mini B）、専用スタンド、
ハンドスト

ハンドストラップ、
ゼロカウントフィルタ、
シリコンチュー
ACアダプタ
（電源コード含む）、

ラップ、
ゼロカウントフィルタ、
シリコンチューブ、
キャリングケース、等速吸引プローブ

ブ、キャリングケース、TSVダウンロードソフトウェア、等速吸引プローブ※1 対応OS：Microsoft Windows 7/8.1/10
オプション

リチウムイオン電池（内蔵型、動作時間：約6時間、充電時間：約4時間）

304（H）× 87(W) × 55（D）mm・約780 g※2 連続で運転させた場合、1年間の動作保証には対応しておりません。

プリンタ DPU-S245、感熱記録紙 TP-34、無塵感熱記録紙 TP-33、

USBケーブル（A-mini B）、
専用スタンド KC-52-065、プリンタ DPU-S245、SDカード 512MB MC-51SS1、RPモニタ Evo10 K1701 Ver.2/Ver.3、

感熱記録紙 TP-34、無塵感熱記録紙 TP-33

RPモニタ Evo10 K1701P Ver.2/Ver.3

KC-52用KC-51用オプション

付属品

RPモニタ Evo K1701 Ver.2/Ver.3
RPモニタ Evo K1701P Ver.2/Ver.3（21CFR Part11対応）

TSVダウンロードソフトウェア

対応ＯＳ： Microsoft Windows 10 Pro 64 bit

KC-51に保存されたデータをコンピュータにTSV形式でダウンロードすることができます。

測定の開始と停止を制御し、データの収集を行います。
測定値に対してアラームの設定ができます。
※KC-52を連続して運転させた場合、1年間の動作保証には対応しておりません。

https://www.rion.co.jp/

対応ＯＳ： Microsoft Windows XP/7/8.1/10●表計算ソフト（Microsoft Excelなど）
でデータの加工が可能●接続ケーブル（オプション）

ISO14001 本社・東海営業所・西日本営業所 認証取得
ISO9001 本社・東海営業所・＊本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。 西日本営業所・九州リオン・＊本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。 リオンサービスセンター 認証取得

本社 微粒子計測器営業部〒185−8533 東京都国分寺市東元町3丁目20番41号
TEL（042）359−7878

FAX（042）359−7458

九州リオン（株）〒812−0039 福岡市博多区冷泉町5番18号
TEL（092）281−5366

FAX（092）291−2847

修理に関するお問い合わせ

リオンサービスセンター（株）〒192−0918 東京都八王子市兵衛2丁目22番2号
この製品は当社基準の有害化学物質を含有していないグリーンな製品です。
この印刷物は環境に配慮したUVインキを使用しています。

1011-10

2007.P.D

TEL（042）632−1160

FAX（042）632−1140