分離テストから機種選定までの流れ
Step1: 聞き取り

Step2→ 機種候補の提案: 分離テスト

生産用遠心機シリーズ

Step3→ 分離条件の 移行:選 定→ 最適機種の選定

データシートの作成

バッチテスト

機種の選定

お客様のサンプルの情報（粒子サイズ・密度、溶液密度・粘度）から、沈降係数を計算します。

少量のサンプル（50mL～3,000mL)を用いて、沈降テスト・ろ過テストをし、候補機種の処理量・分離効率を予測 します。

これらのテストにより得られたデータをもとに、使用条件に 最適な機種を選定します。

分離目的、処理量、固形分の量から、分離が可能な機種候補を提案 します。

ASAHI

パイロットテストPRODUCTS GUIDE

小型 のテスト機を用いてパイロットテストを行います。

円筒竪型遠心機（旭式S型高速遠心分離機）

実液を用いた通液テストにより得られた、定性的な判断を加え、実際の目的に即した 詳 細 な 分 離 条 件 を作成します。

工機ホールディングス(株)は、2020年7月「エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社」に社名変更いたしました。
ご愛顧頂いております遠心機ブランド「himac（ハイマック）」をこれからもよろしくお願い致します。

Centrifuges

ブランドマークのコンセプト「m」： 「medical」から「material」まで幅広い分野で活躍する「hi」： 当社が持つ3つの「hi」* これまで培ってきた高い技術力「highly innovative technology」* 製品に対する高い信頼性「high reliability」* 今後の事業の高い成長性「high potential for business growth」「 a 」：当社の原点である「analytical」（分析用）「 c 」 ： 事業の中核である「centrifuges」（遠心機）【お問い合わせ先】

販売（下記の【協力会社】の製品について）

遠心機お客様相談センター

0120-024125

受付時間 9：00～12：00 / 13：00～17：00（土・日・祝日・弊社休業日除く）

東日本地区 03-6738-0860西日本地区 06-6795-9200
https: // www.himac-science.jp● 製品の仕様、外観および価格は、予告なく変更する場合があります。
● 印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。
● 安全のために使用環境、使用条件、据付条件が制限される場合があります。
● 製品写真は、特に断りがない限り標準仕様です。

【協力会社】
製造・保守（ エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ 製品を除く）

有限会社 エス・シー・テクノ

EHTD-asahiA

2020.06

特長

原理

A T -型
AN-型●円筒竪型遠心機の分離方式
円筒竪型遠心機は、円筒状のローターが機体上部から本体胴内（チャンバ内）に垂直に吊下げられた構造をして・最大20,000xgの高速遠心・連続分離が可能います。スラリーは回転中にローターの下部から注入し、ローター内壁の全周に沿って広がり満たされます。分離
された固形分（スラッジ）は円筒内壁に沈降し蓄積され，清澄液は回転中心に近い位置に設けられた流出口から排出されます。蓄積された固形分は回転停止後に排出します。
重力下での分離・ローター脱着、洗浄が容易

遠心力下での分離
遠心力

容器

回 転ローター

重 液

軽 液

重 力

静 置

遠心力

軽 液
重 液

●円筒竪型遠心機とはスラッジ

スラリーをポンプで注入し、遠心力で連続的に分離することができる装置です。円筒状のローターが、機体上部からチャンバー内に垂直に吊下げられた構造をしています。スラリーは回転中にローターの下部から注入され、分離された粒子はローター内に沈降し蓄積され，清澄液は上部に設けられた流出口から排出されます。主に工業材料や食品・飲料の分離精製に用いられており、この装置はインクや電子材料に用いられる微粒子にも対応可能です。

●タイムチャート

スラッジ
スラリー

●円筒竪型遠心機の分離方式
固液分離

液液分離・液液固分離

固液分離とは、遠心力により、スラリー中の液体と固液液固分離とは、遠心力によりスラリーを軽液と重液形分を分離する操作の事を言います。本体下部のノズと沈殿に分離する操作の事を言います。ローター上部

ルから注入されたスラリーは、遠心力により分離し、には軽液用と重液用の二箇所の流出口が設けられてローター内壁に沈殿し蓄積されます。清澄液はローいます。軽液・重液の二液相の境界に設置されたインター上部に設けられた流出口より排出されます。

サイド・ダム・ディスクによって、軽液はダムの内側から、重液は外側からそれぞれに排出され、固形物はローター内に蓄積されます。

清澄・濃縮分離タイプ
清澄液流出口重液・軽液・（固形）分離タイプ
軽液流出口

重液流出口

リングダム
リングダム・ナット

AT- 8 動画へリンク ⇒https://www.youtube.com/watch?v=IzfLf9xWd8U

インサイド・ダム・ディスク※リンク先は旭式S型となっていますが、AT-8と同じです。

12

構造
AT-８型の構造図

仕様①②③④⑤⑩⑥⑪⑦⑧

機種

AT-4-1H

AT-4-5P

AT-6-1H

AT-6-5PAT-8-1H

AN-6

AN-8

タイプ

開放ー固液

開放ー液液

開放ー固液

開放ー液液

開放ー固液

密閉ー固液

密閉ー固液

回転数

19,000rpm

19,000rpm

15,000rpm

15,000rpm

17,000rpm

15,000rpm

15,000rpm

Max. RCF

15,400xg

15,400xg

13,200xg

13,200xg

20,000xg

13,200xg

15,600xg

ローター容量[最大沈殿量]

1.6L [0.7L]

1.6L [ー]5.5L [ 3L]

5.5L [ー]

8L [ 5.5L]

5.5L [ 3L]

8L [ 5.5L]

電動機

0.75kw

0.75kw

2.2kw

2.2kw

3.7kw

2.2kw

3.7kw

600kg

750kg

750kg

参考処理量
重量

寸法

⑨6L /hr～1,0 0 0 L /hr
400kg

400kg

600kg

600kg幅600mm

600mm660mm

奥行650mm

650mm

750mm

高さ

1,520mm

1,640mm1,680mm※電源は3φ200Vを準備ください。
※設備として冷却水（水道水）が必要になります。

駆動部①

ゴム製平ベルト

外付けモータの駆動力をローターに伝えるドライブベルトです。アイドラプーリーにより最適な張り状態が維持されています。

②

ベアリング部

ローターを円滑に回転します。

③

ベルトカバー

駆動部との接触を防ぐカバーです。音漏れも防ぎます。

④

スピンドル

ローターと結合し、ローターを機体内に吊り下げて回転させます。

⑤

流出カバー

ローターの流出口から排出された液相を回収し、排出します。

機体部

●保守部品

※AT-8の17,000rpm [20,000xg] はロータ材質が異なります。
※すべての機体は、オールステンレス対応可能です。
※ご希望の仕様に関しては弊社担当者までお問合せください。

PTFE製
フィルムシート

ローター内に装着するPTFE製のシート。

ポリエステル製
フィルムシート

ローター内に装着するポリエステル製のシート。

ドラッグブッシング
AT-4用

表裏両面で使用できます。摩耗したら交換してください。AT-4用。

ドラッグブッシング
AT-6/AT-8用

表裏両面で使用できます。摩耗したら交換してください。AT-6/AT-8用。

回転筒パッキン

回転筒ボウルボトムのパッキン。FKM製のOリング

回転筒パッキン

回転筒ボウルボトムのパッキン。シリコン製のOリング

PTFE製
ボトムパッキン

回転筒ボウルボトムのパッキン。材質はPTFE製⑥

フロントカバーローターの脱着時に開閉します。内部に冷却水を流すことができるジャケット構造です。

ゴム製平ベルト

摩耗や亀裂が見られたら交換してください。

⑦

ドラッグ部

特殊合金製のブッシング（軸受け）を使用しており、スピンドルに吊り下げられたローターを安全に保持し、快適に回転させます。

フェルルボディAss

ドラッグ部

⑧

自動グリース装置

ドラッグ部に、一定間隔でグリースを自動で注入する装置です。
空気圧（0.5Mpa）の供給が必要です。自動と手動が選べます。

ブレットキャッチ

フェルルボディの外周に組み込む部品（6ヶ必要）。
（赤丸の部分）⑨

ベアリング部及びフロントカバーのジャケット部への冷却水の供給口です。
約1L/minの流速が必要です。

ステンレス製ノズル

ステンレス製の供給口。サンプルに合わせて口径1Φ～9Φより選択できます。

冷却水供給口PTFE製ノズル

PTFE製の供給口。サンプルに合わせて口径1Φ～9Φより選択できます。

ドラッグ用グリース
1缶500gドラッグ部のグリース。 耐熱用ダフニー エポネックスSR No.1

ローター部

⑩

ローター下部が開閉できる構造です。
内部にスリーウイングやフィルムシートを装着し回転させます。

⑪

スリーウイング

隔壁の役割をはたし、回転中の液面の乱れを抑えるとともに、沈殿の偏りも抑えます。

※加工部品等は弊社窓口までお問合せください34デ ー タシ ート

高速バスケット型遠心機※ 御照会に際しては、この用紙をコピーの上、下記事項を御知らせください。
※ 不明箇所等は斜線を御記入願います。
※ SDSは必ず添付願います。
（無い場合には特記事項欄に記述願います。）

年月日

最大で２,５００ｘｇまで対応可能な
R&D向け、小型バスケット遠心機
・高速回転・省スペース・選べる回転体（遠心沈降 or 遠心ろ過）

CNH-12型
●構造

●仕様機

種

CNH-12

タ イ プ

有孔壁

無孔壁

回 転 数

2,100rpm

3,900rpm

Max. RCF

800xg

2,500xg

容量

4.5L

4.5L

電 動 機

1.5kw

2.2kw

重230kg

250kg

寸法

量
幅850mm

奥行650mm

高さ650mm※仕様やサイズでご相談の方は担当者までお問合せください。

56