AD2-I20-A011

総合環境試験棟ユーザーズマニュアル（第 6 分冊）
6 トン質量特性測定設備編2020 年

株式会社

5月

エイ・イー・エス

Advanced Engineering Services Co., Ltd．

本書の構成本書は、総合環境試験棟の共通利用部分について記述した共通編と各試験設備について記述した試験設備編にわかれており、以下に示す 8 冊からなっています。

第 1 分冊

共通編

第 2 分冊13mφ スペースチャンバ編

第 3 分冊大型振動試験設備編

第 4 分冊1600m3 音響試験設備編

第 5 分冊10m アライメント測定設備編

第 6 分冊6 トン質量特性測定設備編

第 7 分冊大型分離衝撃試験設備編

第 8 分冊小型振動試験設備編

i

目次
1

はじめに ........................................................................................................................................................... 1

2

設備の概要 ....................................................................................................................................................... 1

32.1

システム構成 ........................................................................................................................................... 12.2

主要性能 ................................................................................................................................................... 2

ユーザインターフェース ............................................................................................................................... 33.1

試験室コンフィギュレーション ........................................................................................................... 33.2

装置インターフェース ........................................................................................................................... 5図目次
図 2-1 6 トン質量特性測定設備のシステム構成図 .......................................................................................... 1
図 3-1 供試体吊りコンフィギュレーション ..................................................................................................... 5
図 3-2 ロードセル/供試体接続治具インターフェース寸法 ............................................................................. 6
図 3-3 ロードセル/供試体接続治具外観図 ........................................................................................................ 6
図 3-4 大型精密台はかり外観図 ......................................................................................................................... 7

表目次
表 3-1

クレーン仕様........................................................................................................................................... 3

表 3-2

ユ ー ザ 用 分 電 盤 仕 様 .......................................................................................................................... 3ii

1

はじめに
本ユーザーズマニュアルは、総合環境試験棟特性試験室内にある6トン質量特性測定設備（以下「本設備」という）を使用して測定を行うユーザに、必要な情報を提供するものです。
本設備は主として、「開発試験」、「認定試験」、「プロトフライト試験」及び「受入試験」等の各システム試験に使用され、供試体質量の測定を行うものです。

2設備の概要

2.1 システム構成
本設備は、供試体の質量を測定する質量測定装置と、重心及び慣性モーメントを測定する質量特性測定装置から構成されています。

質量測定装置6 トン質量特性測定設備
質量特性測定装置

図2-1

6トン質量特性測定設備のシステム構成図(1) 質量測定装置
本装置は、ロードセルを介して供試体を吊り下げ、ロードセルの出力を演算処理して供試体の質量を測定するものです。なお、測定前に予測質量近辺の校正錘を使用し補正係数を算出する事により、正確な質量測定が出来ます。また、150 kg 以下の供試体には、付属装置の大型精密台はかりによる正確な質量測定が出来るようになっています。
装置の構成は以下の通りです。
(a) 質量測定用ロードセル① ロードセル 1t 用 型式：TCLM-10KNS004（東京測器研究所製）

1組② ロードセル 2t 用 型式：TCLM-20KNS002（東京測器研究所製）

1組③ ロードセル 5t 用 型式：TCLM-50KNS004（東京測器研究所製）

1組④ ロードセル 10t 用 型式：Z4A/100KN（HBM 製）

1組⑤ 延長ケーブル（長さ 30m：ロードセル 1t 用、2t 用、5t 用、10t 用）

4本

なお、ロードセル及びデジタル指示計（延長ケーブル含む）の校正は、2 年毎に 1 回実施
しています。
(b) デジタル指示計
荷重測定器 型式：TD-23L（東京測器研究所製）(c) ロードセル校正錐① 50 kgf 重錘（おもり）

11 枚② 500 kgf 重錘（おもり）

12 枚③ 500 kgf 吊り棒･シャックル付重錘（おもり）2組④ 組立･保管用重錘架台

3台

なお、重錘は OIML M2 級の校正を 6 年毎に 1 回実施しています。

1

(d) 回転アタッチメント（1t・2t 兼用、5t 用、10t 用）(e) 6 トン質量特性測定設備端末(f) 付属装置
大型精密台はかり 型式：IPS-150KG（島津アクセス製）(2) 質量特性測定装置
本装置は International Traffic in Arms Regulations （ITAR）=「武器国際取引に関する規則」に関する規制品に該当するため、ユーザーズマニュアルには詳細を記載する事が出来ません。詳細情報が必要な場合はエイ・イー・エス 設備担当者までお問い合わせ下さい。
2.2 主要性能(1) 質量測定装置(a) 質量測定装置（質量測定用ロードセル）① 最大測定質量6,500 kg② 最小測定質量

約 100 kg

③ 精度0.1%(b) 付属装置 大型精密台はかり① 最大測定質量150 kg② 最小測定質量

約 0.01 kg（10g）③ 精度

50 kg 以下の場合は±5g
150 kg 以下の場合は±10g23

ユーザインターフェース

3.1 試験室コンフィギュレーション(1) 設備の配置
本設備は、10m アライメント測定設備と同じ特性試験室に設置されています。
供試体は特性試験室衛星通路側のシャッタから搬入し、天井クレーンで回転テーブル上に設置します。
(2) 室内クレーン
特性試験室内のクレーン仕様は以下の通りです。
表3-1

型式

台数

容量t

フック下床面までm

XY11016クレーン仕様
速度 （m/min）
走行
低速/高速

横行
低速/高速

巻上
低速/高速

1/10

1/100.5/5

クレーン
機番
H-6(3) 電源設備
以下に示す分電盤内ブレーカを利用する事が出来ます。

表3-2 ユーザ用分電盤仕様
分電盤名称

PB-1-D

設置場所

特性試験室

ブレーカ仕様

ブレーカ
記号

No

1

相数×電圧

定格

3φ×210V

MCB3P 50/50AT

容量 kVA
12 kVA

Ｇ 、□
Ｈ 、□
Ｋ
□

10.4 kVA

Ｉ 、□
J
□
C 、◯
D
◯

21φ×115V

MCB3P 50/20AT

1 kVA

31φ×100V

MCB2P 50/20AT

1.5 kVA

41φ×100V

MCB2P 50/50AT

3 kVA

3⑥、⑦、⑧M 、◯
N⑨、◯L◯

備考

(4) 搬入出以下の搬入口から搬入出を行って下さい。
・ 開梱室(1)
シャッタ寸法：8.3m（巾）×14m（高）天井クレーン定格荷重：20t
・ 開梱室(2)シャッタ寸法：8.3m（巾）×12m（高）天井クレーン定格荷重：5t(5) その他の付帯設備
総合環境試験棟内の付帯設備については、「(第 1 分冊)共通編」のユーザーズマニュアルの取り扱いを参照して下さい。

4

3.2 装置インターフェース(1) 質量測定装置(a) 質量測定装置（質量測定用ロードセル）
測定時の供試体吊りのコンフィギュレーション例を図 3-1 に示します。供試体とロードセルを接続する治具のインターフェース寸法を図3-2 に示します。供試体とロードセルを接続する治具の外観を図 3-3 に示します。

設
備側

ロードセル/供試体 接続治具

ユザ側

供試体

図3-1

供試体吊りコンフィギュレーション

5寸法（mm）
ﾛｰﾄﾞｾﾙ/供試体接続治具abc

ﾛ-ﾄﾞｾﾙ 1t 用
ﾛ-ﾄﾞｾﾙ 2t 用
ﾛ-ﾄﾞｾﾙ 5t 用

80φ

32136

ﾛ-ﾄﾞｾﾙ 10t 用

140φ

60237

図 3-2ロードセル/供試体接続治具インターフェース寸法

ロードセル1ﾄﾝ，2ﾄﾝ，ロードセル/供試体接続治具
ロードセル1t用
5ﾄﾝ測定用
ロードセル2t用
兼用 接続治具，
ロードセル5t用
ロードセル10ﾄﾝ測定用
ロードセル/供試体接続治具
ロードセル10t用
接続治具，

図3-3

ロードセル/供試体接続治具外観図

6

(b) 付属装置：大型精密台はかり（型式：IPS-150KG）
積載台寸法は、800×600 mm です。大型精密台はかりの外観図 3-4 に示します。

表示・操作部

本体部積載台

図3-4

大型精密台はかり外観図7