FERNO Product CatalogueⓇ

Emergency Medical Service
救急用資器材

目次
セクション

ページ

Fernoの歴史_____________________________________________ 2
品質・海外規格____________________________________________ 4
海外製造元_______________________________________________ 6
救急用ストレッチャー______________________________________ 8
バイパー VIPER _____________________________________________ 8
インネックス iNX __________________________________________ 10
パワーX1 PowerX1 _________________________________________ 12
モンディアル モノブロック モデルMB64 _______________________ 14
モンディアル モデルRS-J / ST70 -J _____________________________ 16
クリティカルケアトローリー モデル CCT-PX ____________________ 18
エクスチェンジ モデル4080 -S / 4155 _________________________ 20
スカッドメイト モデル9304 _________________________________ 21
モデル25iストレッチャー ___________________________________ 22

ストレッチャー付属品 ____________________________________ 23
ガートル架キット __________________________________________ 23
ガートル架 モデル513-13 ___________________________________ 23
ガートル架 モデル513-10 ___________________________________ 23
パックラック モデル274 _____________________________________ 24
レインカバー _____________________________________________ 24
レスキューエイド モデル132 _________________________________ 24
ペイシェントシールド モデル101256___________________________ 25
マットレスカバー __________________________________________ 25
ベルト モデル430 _________________________________________ 26
バイオセーフ ストラップ_____________________________________ 26
ショルダーハーネス モデル417-1 _____________________________ 26
傷病者搬送器材 _________________________________________ 27
バスケットストレッチャー モデル71 ___________________________ 27
スクープストレッチャー モデル 65EXL _________________________ 28
ハイテク バックボード モデル2010 ____________________________ 29
マンティス バックボード ____________________________________ 29
コンビネーション ストレッチャー モデル107 ____________________ 30
ハイポサーミア バッグ ______________________________________ 30
ポールストレッチャー モデル108シリーズ_______________________ 31
レスキューシート モデル44 __________________________________ 31
トランスファーボード ______________________________________ 32
CPRボード モデル675 ______________________________________ 32
アジャスタブル リフティング ブライドル ________________________ 32

セクション

ページ

損傷部位固定具 _________________________________________ 33
バキュームスプリント モデルAS190 ___________________________ 33
イージーフィックス バキュームマットレス _______________________ 33
ファーノケッドプロ _________________________________________ 34
ファーノケッド モデル125-1 _________________________________ 34
エアスプリント モデル SP7700シリーズ ________________________ 35
ファーノXT _______________________________________________ 35
ファーノウィズロック モデル449 -J ____________________________ 36
ヘッドイモビライザー モデル445/445-SP ______________________ 36
ペディパック モデル78 _____________________________________ 37
ベビーボード モデル676 ____________________________________ 37
ペディスリープ モデル677 __________________________________ 38
RMT止血帯 _______________________________________________ 38
バッグ/ベスト _____________________________________________ 39
エアウェイ オキシゲンキット モデル5100 ______________________ 39
トラウマ エアウェイキット モデル5110 _________________________ 39
エアウェイ オキシゲンキット モデル5120/5122 _________________ 40
トラウマキット モデル5107 __________________________________ 40
トラウマキット モデル5102/5103 ____________________________ 41
バックパック ポータブルERC ________________________________ 41
マックストラウマキット モデル5134 __________________________ 42
マックストラウマキットII モデル5135 __________________________ 42
マックストラウマキット モデル5136 ___________________________ 43
インキュベーション ミニ モデル5115 __________________________ 43
ウエストポーチ モデル5900 _________________________________ 44
ベスト モデル5108 -T/5109 -T _______________________________ 44
ヘルメット/ベスト ___________________________________________ 45

スーパープラズマ ヘルメット ________________________________ 45

FERNOの歴史

Fernoの歴史

1950’sFERNOは、Dick Ferneau と El Bourgraf によって、1955年にアメリカ、オハイオ州、スタウントンに設立されました。

1950’s

1957年6月、オハイオ州グリーンフィールドに生産を移しました。
1958 年に世界で初めてワンマンコットと呼ばれるストレッ
チャーの開発を行いました。
これは「モデル 20」とよばれる脚部がH型のフレーム構造の葬儀用ストレッチャーでした。

その後、
X型フレーム構造の救急用ストレッチャー「モデル30」を開発しました。
これは、高さを8段階に調節できるため、患者の移し替えを行う際、介助者にとって大きな利点となり、広く受け入れられました。

1960’s
1961年にWashington Mortuary社と合併し、Ferno-Washington, Inc.が設立されました。

1960’s
1967年に救急車への搬入出が行えるロールインストレッチャー「モデル 28」を開発しました。
軽量化のため、
アルミニウムを採用しました。
また、
バックレストを起こすことができるため、階段や狭い廊下での搬送が容易になり、多くの都市型救急隊で採用されました。

2

FERNOの歴史

1970’s1972 年、オハイオ州ウィルミントンの空軍基地の跡地に本社と工場を移転し、さらなる成長への一歩を踏み出しました。

1970’s1975 年、ロールイン式の救急車用ストレッチャーとして、
H 型フレーム構造の「モデル 29 」を開発しました。
また、高さを4段階に調節でき、低い位置での安定性が高まりました。

1980’s
1983年にマーケットフォージ社のヘルスケア部門を買収し
ました。
その後、
1987年から段階的にウィルミントンの物流センターの拡張し、工場とオフィスを1カ所に統合しました。

2000’s
2005年、
世界初となる電動式ストレッチャー「パワーフレックス」を開発しました。
救急隊員の負担を軽減するために、
アシスト
なしで318kgまでの電動昇降が可能です。

また、長さの調節ができ、狭所で機動性を発揮する画期的な製品となりました。

Current
約600人の社員が働いて世界19カ国にグルーブ会社があり、います。
また、開発・製造した3,600種以上の製品が世界150カ国の医療従事者、
救急隊、
レスキュー隊の皆様に使用して頂いています。

3品質・海外規格

品質・海外規格
米国、欧州での救急車に関する規格への準拠
EN 1865（2015）
患者の治療及び搬送に使用する救急車用ストレッチャーの設計及び性能に関する最小限の要求事項。
患者の安全性を確保し、ストレッチャーを操作する医療従事者の身体的労力を最小限に抑えることを目的としています。

CEN 1789（2020）
救急車および医療用輸送車両に関する欧州規格。患者の搬送と治療に使用される救急車の設計、試験、性能、装備に関する要件を規定しています。

KKK-A-1822
アメリカにおける救急車の連邦規格。救急車に必要とされる最低限の装備とオプションを含み、5年ごとに改訂されます。

設計段階

耐久性とサイクルテスト（地形試験）

CADとプロトタイプによる有限要素解析(実際の荷重、振動、凹凸の激しい地形を想定した試験装置を用いて、パーツに掛かる

熱、流体等の物理的な影響をコンピュータを用いて解析)を実施

負荷、干渉による摩耗、ボルトの緩み等を検証しています。

しています。

耐久性とサイクルテスト（負荷試験）

耐久性とサイクルテスト（階段昇降）

負荷を掛けた状態で高さ調節や車両への搬入出を繰り返し行い

椅子型の担架を対象にした階段の昇降を繰り返し行う試験です。

（脚部が折り畳まれ、展開する動作）、耐久性を検証しています。

パーツの摩耗、
ボルトの緩み、耐久性を検証しています。

4

品質・海外規格

耐荷重試験

静的（引張り）試験

段差がある場所でストレッチャーを持ち上げたり、車両への搬入ストレッチャーをファスナーに設置した状態で試験装置で引っ出を想定し、物理的な負荷（おもりをストレッチャーに搭載）を張り、ファスナーから外れないことを検証しています。

掛けた状態で、4点で吊り上げ検証しています。

振動試験

環境試験（温度）

ストレッチャーに傷病者を想定した人形を搭載し、試験装置で過酷な温度の環境に曝露し、部品の材質に影響がないことを振動を加えて安定性、パーツの緩み等を検証しています。

検証しています。

動的（衝突）試験
車両が衝突したときに掛かる負荷を試験装置で再現し、安定性を検証しています。

5

海外製造元

海外製造元
ファーノ・ジャパン・インクは、主要製品を世界7カ国の14の拠点から輸入し、販売しています。

スウェーデン南部のクリシャンスタードで約1世紀に

わたり、
救急、
救助で使用される損傷部位固定具を開発、製造してきました。
安全性、快適性を追求した
人間工学に基づく製品は、
救急・救助隊員、医師から評価と支持を得ています。

主要取扱製品
バキュームスプリント、
マットレス

Japan
1992年に日本における拠点として輸入販売、修理サービスを開始しました。
また、MRI用ストレッチャーは、国内で独自に開発、製造しています。
主要取扱製品

MRI用ストレッチャー、MRI用車いす

1971 年にFW Equipment Co.がイギリスに設立

され、救急用ストレッチャーの販売を開始しました。

1992年にFerno Washingtonが買収し、FERNO UK
Limitedに社名を変更しました。

西ヨークシャー州、
ブラッドフォードにある工場では、50人以上のスタッフが救急領域におけるクラス1の医療機器を製造しています。

主要取扱製品
クリティカルケアトローリー（病院間での重症患者搬送）、
インキュベータートランスポートユニット（乳児搬送）

カンテルは、革新的な感染予防製品とサービスを提供しているグローバル企業です。
イギリスに本社を置き、内視鏡の洗浄装置、歯科向けPPE、水質
浄化システム等の開発、製造を行っています。
主要取扱製品
メディラップ1995年にイタリア、プラトに設立されました。ユーザーとのコラボレーションにより、スクープストレッ
チャー、電動椅子型担架などの開発を行ってきました。2011 年、ピエベ・ディ・チェントに研究開発、製造を含む本社機能を移し、今日に至ります。
主要取扱製品
スクープストレッチャー

6海外製造元Ferno Washington（Global Headquarter)
グローバルヘッドクォーターに隣接する工場は、救急領域における経験と知識をもとに製品設計、開発、製造、品質管理を行っています。
品質においては、製品設計、外部サプライヤーの監査、入荷検品（原材料と部品）等、開発から製造
プロセス全体を通し、厳しい管理を行っています。

また、販売後もユーザーからのフィードバックをもとに品質改善を実施しています。

主要取扱製品
救急用ストレッチャー、
葬儀用ストレッチャー、
担架、
損傷部位固定具

1974年、FERNOの販売代理店として、FWイクイッ
プメント社が設立されました。その後、FERNO のグループに加わり、現在は 70 人以上のスタッフ
がオーストラリア支社と2か所の工場で働いています。

バース工場では、ハーネス、
ブライドル、担架を製
ブリ造。救急用ストレッチャーアクセサリー等は、
スベン工場で製造されています。
主要取扱製品
担架、
ブライドル、
ストレッチャー用マットレス

1989 年にアメリカ、メリーランドにて設立され、化学・生物防護用のオーバーシューズ、グローブ、医療用個人保護具（高性能フィルター付きマスクなど）、災害用テント、
アイソレーターを供給しています。
主要取扱製品
アイソレーター、
災害用テントイタリアに本社を置く、ヘルメットのワールドリー
ダーです。救助だけでなく、スポーツで使用されるヘルメットも開発・製造し、EN（欧州）、ANSI（米国）
CSA（カナダ）等、各国の安全規格に準拠した製品を提供しています。
主要取扱製品
ヘルメット

2001年にSaver Manufacturingの名で設立されました。現在、50 名のスタッフがクラス1医療機器、救急向け製品の設計、製造、販売を行っています。
主要取扱製品
救急用搬送器材

7

救急用ストレッチャー

救急用ストレッチャー

バイパー VIPER

ストレッチャー付属品
傷病者搬送器材

救急隊員の方の腰、背中への負担を軽減し、使いやすさと軽量化をコンセプトに設計されています。

EN1789（救急車および医療用輸送車両に関するヨーロッパ規格）、IEC 60601-1-2（環境中の電磁波障害に遭遇する可能性のある医療用電気機器およびシステムの基本的安全性）、
10G（救急車に搭載されるストレッチャーの搬送時の安定性）にも適合しています。

損傷部位固定具

主な仕様

長さ
（mm）

最大荷重（kg）

320

車両搬入時の最大安定傾斜角（水平方向）30°（荷重226kg）

防塵・防水性能

IP66

バッテリー種類

リチウムイオン

充電時間
バッグ ベ/スト

50回（荷重100kg）

バックレストガススプリング

規格

EN1789IEC60601-1-2

2,000

短縮時

1,630

ファスナー

2,000

幅（mm）

600

高さ
（mm）

最高位

1,330

最低位

380

ローディングホイール

950

ホイール

直径（inch）

6

重量（kg）

ストレッチャー

82

ファスナー

80

バックレスト

0-90

ショックポジション

0-50

ニーギャッチ

0-30

5 時間

昇降サイクル

通常時

角度（°）

ヘルメット

標準装備品

本体、
サーフェスエクステンダー、
バッテリー（チャージャー含む）

オプション品

製品コード

製品名

製品コード

製品名

031510002

バイパー ローディング&チャージシステム付

030012111

IVポール3ステージ バイパー用 V-IV

030513102

パックラック&アダプター バイパー用 V-BK274

040613023

マットレス VIPER用

021413017

モデル430-2P ベルト ブラック0214110121

モデル417-1 ショルダーハーネス ブラック8

救急用ストレッチャー

救急用ストレッチャー

操作性● 傾斜地においても、ローティングホイールの高さを調節し救急車への搬入出が可能です。

● 傷病者の状態に合わせ、バックレスト、ショッ
クポジション、
ニーギャッチの調節が可能です。

● ファスナーが電動でないため、電気的なトラブルの影響を受けません。

● 地形の影響を受けにくい、安定性のある
6インチホイールを採用しています。

● ストレッチャーを車両へ搬入する際、ファス
ナー側で機械的なセンタリングを行い、搬入をサポートします。

傷病者搬送器材● 救急車の積載重量制限を考慮し、ローディン
グシステムの軽量化（80kg）
を実現しました。

● 後輪側のフレーム中央には、
フロントホイール
スイーベル ロックがあり、前輪の固定と旋回を切り替えることができます。

ストレッチャー付属品● ストレッチャーのフレームを短縮でき、エレベーター、狭所での搬送に貢献します（1,630mm）。

● ストレッチャーには、リチウムイオン電池を搭載しています。
また、車両への搬入後は、自動的に充電が開始されます。

安全性
損傷部位固定具

320kgの耐荷重を有しています。
● フレームは、● 粉塵と水の侵入に対して、高いレベルで保護します（IP66）。

● 傷病者を載せて高さを下げる時、最低位に近づくと降下速度を下げ、ショックを緩和します（ショックアブソーバー機能）。

バッグ ベ/スト● シンプルな構造のため、使用後の消毒が容易に行えます。

● ストレッチャーの昇降操作を2つ（上昇/下降）の操作ボタンで容易に行うことがきます。

オプション

ヘルメット

パックラック

IVポール

9

救急用ストレッチャー

救急用ストレッチャー

インネックス iNX

ストレッチャー付属品
傷病者搬送器材

車両への搬入出、
起伏のある場所での搬送時に昇降操作を電動化し、操作者の背中、腰への負担を軽減します。
欧州規格 EN1789、
米国規格 KKK-A-1822に準拠し、最大荷重、318kgまでの搬送が可能です。

損傷部位固定具

メモリーフォームマットレスにより、傷病者の負荷を軽減し、快適さを向上させます。
主な仕様

長さ
（mm）

最大荷重（kg）

318

救急車搬入許容角度 (度)

68

幅（mm）

防塵・防水性能

IP56

高さ
（mm）

通常時

2,045

短縮時

1,594
597

最高位

1,245

バッグ ベ/スト

充電時間

1 時間 45 分

最低位

356

バックレストガススプリング

ローディングホイール

915

ホイール

直径（inch）

6

重量（kg）

本体

105

ファスナー

33

規格

標準装備品

EN1789KKK-A-1822

ヘルメット

本体、
マットレス、
ベルト、
ボンベ架、
ガイドモニター、
方向転換キット、バッテリー（チャージャー含む）、
サーフェスエクステンダー

オプション品

製品コード

製品名

製品コード

製品名

030029013

インネックス サーフェスエクステンダー付
インラインファスナー用

030012120

IV ポール インネックス用

030513110

パックラック インネックス用

030255010

ソフネット ヘッドエンド部 インネックス用

030029803

インラインファスナーキット
ユニバーサルフロアプレートICS付DC

10

救急用ストレッチャー

救急用ストレッチャー

操作性● 前脚と後脚が独立して可動するため、段差がある場所でも搬送できます。

● 救急車の床の高さに合わせて、搬入時の高さをプリセットできます。

● 本体またはテレスコーピングハンドルにある
2つのボタンにより、簡便に昇降操作が可能です。
● 動作のステイタス、充電状態等を液晶画面で確認することができます。

● リチウムイオンバッテリーのため、残量がある状態での充電が可能です。
● 万が一充電切れの場合は、マニュアル操作で高さを調節できます。

傷病者搬送器材● 救急車が路面に対して、
水平でない
（角度が
ある）状況でも確実に搬入出が行えます。

ストレッチャー付属品● 車両への搬入角度は68度まで可能です。

● 6インチホイールの採用により、起伏の多い
路面でも安定した走行が行えます。
また、ホイールの向きに関係なく、ブレーキをかける事ができます。

安全性
損傷部位固定具● 全ての高さ（ポジション）で安定した搬送が行えます。

● 院内での乗り降りの際など、チェアポジションにすることができます。

● すべての高さで傷病者の位置が水平となり、救急隊員による処置をサポートします。

● LEDライト（連続モードと点滅モード）に
より、夜間の視認性が向上します。

● インラインファスナーは、事故の際に乗員や患者を保護するよう設計され、米国の救急車
安全要件（Society of Automotive Engineers）に適合しています。
● ストレッチャーがファスナーに接続すると充電が開始されます（充電が切れた場合も手動で使用することができます）
。

11

ヘルメット

● サーフィスエクステンダー（サイドアーム）
は、5段階の角度調節が可能です。角度を水平に保ち、上肢台として使用できます。耐荷重
は、100kgです。

バッグ ベ/スト● 頭部側のバックレストは、
無段階（0度-76度）
での調節ができます。
また、
足部側は、
ショック
ポジションを取ることができます。

救急用ストレッチャー

救急用ストレッチャー

パワーX1 POWERX1

ストレッチャー付属品
傷病者搬送器材

車両への搬入出、搬送時の昇降操作を電動化し、操作者の背中、腰への負担軽減に貢献します。
損傷部位固定具

欧州規格 EN1789、
米国規格 KKK-A-1822に準拠しています。

主な仕様

長さ
（mm）

最大荷重（kg）

318

防塵・防水性能

IP56

充電時間

1 時間 45 分

バックレストガススプリング

バッグ ベ/スト

規格

EN1789

通常時

2,030

短縮時

1,483

幅（mm）

607

高さ
（mm）

KKK-A-1822

最高位

1,120

最低位

412

ローディングホイール

874

直径（inch）

6

ホイール
重量（kg）

65

本体、マットレス、
ベルト、
サイドアーム、
方向転換キット、バッテリー（チャージャー含む）

オプション品

製品コード

製品名

製品コード

製品名

030519003

パワーX1 プロF1ファスナー用

030012110

IV ポール パワーX1用

030513101

パックラック パワーX1用

030255001

ソフネット パワーX1用

030227130

ショックフレーム w/ニーギャッチ パワーX1用

030538082

プロF1ファスナー キット
ユニバーサルフロアプレート & ICS付

ヘルメット

標準装備品

12

救急用ストレッチャー

救急用ストレッチャー

操作性● 油圧式のアクチュエーターより、速やかな昇降（上昇1.4秒、下降2秒）を実現しました。

● 救急車の床の高さに合わせて、搬入時の高さをプリセットできます。

● ブレーキペダルを備えた6インチのスイベ
ル・ホイールのため、起伏がある地形でも安定性と操縦性を発揮します。

傷病者搬送器材● フレームの全長を5段階で調整できるため、狭所での操作性が向上します（最大56cm
短縮）。

● 万が一充電切れの場合は、マニュアル操作で高さを調節できます。

ストレッチャー付属品● 2つのボタンによる、
シンプルで速やかな昇降の操作が可能です。
2か所に設置。

● 搭載しているリチウムイオンバッテリーは、
1回の充電で113サイクル（荷重112kgの場合）の昇降が可能です。

● 方向固定機構により、必要に応じて4輪操舵が可能です。

安全性
損傷部位固定具● 最大耐荷重が318kgのため、重体重の傷病者の搬送にも対応しています。
● 前脚と後脚が連結されたX型レッグフレーム
は、胸骨圧迫時の跳ね返りを抑制します。

● ファスナーは、事故の際に乗員や患者を保護するよう設計され、米国の救急車安全要件（Society of Automotive Engineers）に適合しています。

● 足部側は、
ショックポジションを取ることができます。
バッグ ベ/スト● ストレッチャーがファスナーに接続すると充電が開始されます。

● 頭部側のバックレストは、無段階での調節（0度-77度）
ができます。

ヘルメット● サイドアームを展開（角度調節）
して、ベッド面を拡張する事ができます。

13

救急用ストレッチャー

救急用ストレッチャー

モンディアル モノブロック モデルMB64

ストレッチャー付属品
傷病者搬送器材

一体型タイプのハイエンド、
マニュアルストレッチャーです。

操作者の負担軽減と操作性、傷病者の安全性を考慮した、
人間工学的な設計です。
損傷部位固定具

欧州規格 EN1789、
米国規格 KKK-A-1822に準拠し、耐荷重は280kgを確保しています。
主な仕様

長さ
（mm）

1,950
550

最大荷重（kg）

280

幅（mm）

高さ調節

6段階

高さ
（mm）

バックレスト
夜間用反射シートバッグ ベ/スト

規格

EN1789

最高位

950

ガススプリング

最低位

310

あり

ローディングホイール

640

直径（inch）

6

KKK-A-1822

ホイール
重量（kg）

45

本体、
ベルト、
サイドアーム、
サイクルトラッカー

オプション品

製品コード

製品名

製品コード

製品名

23211052

モデルMB64 モノブロック オプション2

030012120

IVポールインネックス/#MB64用

030012121

IVポール#MB64用固定タイプ

030045005

FL-1 ファスナー モンディアル用

030613022

マットレス #MB64用

ヘルメット

標準装備品

14

救急用ストレッチャー

救急用ストレッチャー

操作性● 最高位では、
前輪キャスターが旋回自由となり、狭所での機動性を発揮します。

● 頭部側、
足部側にインジケーターが内蔵され、高さ調節の際の脚部のロック状態を確認できます。

● スカフストリップに付属したローラーにより、摩擦を低減してスムーズに搬入できます。

● ブレーキペダルがホイールから高い位置にあるため、ホイールの向きに関係なく、
ブレー
キを掛けることができます。

傷病者搬送器材● ６インチワイドホイールにより、起伏の多い
路面でも安定した搬送が行えます。

● イージープルハンドル（赤）は、高さ調節において、操作者の手首への負担を軽減した設計です。

● 頭部側と足部側には伸縮式のキャリング
ハンドル、両サイドには伸縮式のリフト
ハンドルが装備され、段差を乗り越える際の持ち手として使用できます。

損傷部位固定具

安全性● 足部側は、2段階のショックポジションを取る
ことができます。

サイクルトラッカー● 脚部が折り畳まれた状態から展開される
回数をカウントし、液晶画面に表示します。
使用回数を把握できます。

バッグ ベ/スト● 頭部側のバックレストは、傷病者の状態を考慮し、無段階調節（ガススプリング）が可能です。
（写真は、別のモデル）

ストレッチャー付属品● ローディングホイールが車両床に接して、車両側の脚部が自動的に折り畳まれるため（スマートローディングシステム）、搬入出が容易に行えます。

ヘルメット

15

救急用ストレッチャー

救急用ストレッチャー

モンディアル モデルRS-J / ST70-J

ストレッチャー付属品
傷病者搬送器材

上部と下部が分離できるタイプのハイエンド、
マニュアルストレッチャーです。

リフトオフストレッチャー（上部）
は、
頭部・足部の切り替えができ、傷病者を進行方向に向けた状態での搬入、損傷部位固定具

左側臥位で傷病者が隊員に向いた状態での搬送ができます。

主な仕様

長さ
（mm）

2,050
570

最大荷重（kg）

200

幅（mm）

高さ調節

6段階

高さ（mm）

バックレスト

最高位

940

ガススプリング

最低位

360

あり

ローディングホイール

675

直径（inch）

6

夜間用反射シートバッグ ベ/ストホイール
重量（kg）

60.5（24）※ ()内は担架のみ

ヘルメット

標準装備品

本体、
マットレス、
サイドアーム、
ベルト、ガートル架

オプション品

製品コード

製品名

製品コード

製品名

023738001

モデル RS-J リフトオフ ストレッチャー

040210047

サイドアーム リンケージ

023839001

モデルST70-J トランスポーター

16

救急用ストレッチャー

救急用ストレッチャー

操作性
操作性

● スカフストリップに付属したローラーにより、摩擦を低減してスムーズに搬入できます。

● 頭部側、
足部側にインジケーターが内蔵され、高さ調節の際の脚部のロック状態を確認できます。
● 黄色のレバーにより、ストレッチャーとトランスポーターが分離します。

● 後輪は、
常に旋回自由のため、
曳航ができ
ます。

● ６インチワイドホイールにより、起伏の多い
路面でも安定した搬送が行えます。
● ブレーキペダルがホイールから高い位置にあるため、ホイールの向きに関係なく、
ブレー
キを掛けることができます。

● ベッド面の高さを最低位にすると自動的に後輪がロックされて安定し、速やかに処置を開始できます。

● リフトオフストレッチャーの頭部側と足部側には折畳式のキャリングハンドルが装備されています。
（要写真）● トランスポーターの足部側にはリードハンドルが装備されています。

損傷部位固定具

安全性● 頭部側のバックレストは、傷病者の状態を
考慮し、
無段階調節
（ガススプリング）が可能です。

● 足部側は、2 段階のショックポジションを取ることができます。

バッグ ベ/スト● CPRポストにより、胸骨圧迫の際の安定性を確保します。

傷病者搬送器材● イージープルハンドル（赤）は、高さ調節において、操作者の手首への負担を軽減した設計です。

● 最高位では、前輪キャスターが旋回自由となり、狭所での機動性を発揮します。

ストレッチャー付属品● ローディングホイールが車両床に接して、車両側の脚部が自動的に折り畳まれるため（スマートローディングシステム）、搬入出が容易に行えます。

ヘルメット

17

救急用ストレッチャー

救急用ストレッチャー

クリティカルケアトローリー モデル CCT-PX

ストレッチャー付属品
傷病者搬送器材

重篤患者の搬送システムです。臨床現場の状況に応じてカスタマイズし、重篤患者の搬送に必要なバルーン

ポンプ、
ECMO、人工呼吸器、輸液ポンプ、冷却・加熱システムなどの医療機器を安全に取り付ける事ができます。
感染予防と制御の観点から、容易に消毒が行える設計となっております。パウダーコートされたフレーム及びプラスチック部品には、抗菌添加剤が含まれています。
損傷部位固定具

欧州規格 EN1789に準拠し、10Gの衝撃に耐えうる設計です。
主な仕様

長さ
（mm）

1,970

最大荷重（kg）

250

幅（mm）

570

バックレストガススプリング

高さ
（mm）

825

ショックポジション

ガススプリング

重量（kg）

69

規格

EN1789バッグ ベ/スト

標準装備品

本体、
マットレス、
ベルト、
サイドアーム、
ボンベ架、
プッシュポール

オプション品

製品コード

製品名

製品コード

製品名

030138015

クリティカルケアートローリー PX マットレス,
ハーネス付

030012120

IV ポール

0305300024

ファスナー ロックロード セキュアシステム
ITUトローリー

030513110

パックラック インネックス/パワーX1用

040153003

固定キットパックラック CCT-PX用

ヘルメット

18

救急用ストレッチャー

救急用ストレッチャー

操作性● プッシュポール
（収納可）
により、
安定した搬送をサポートします。

● ガススプリング式バックレストにより、傷病者の容態に応じて無段階で体位調節ができます。

● 抗菌仕様の体圧分散マットレスは、傷病者への負荷を軽減します。

● フットレストにより、脚の角度調整ができます（ショックポジション）。

● サイドアームを倒すと、移し替えが容易に行え
ます 。

専用ファスナーストレッチャー付属品● オプションでパックラック（モニター搭載用）
をサイドレールに取り付けることができます。

● ベッドの下段に医療機器を設置することができます。2本分の酸素ボンベ架が装備されています。
● オプションでガートル架をサイドレールに取り付けることができます。

傷病者搬送器材● ブレーキは、ホイールの回転、スイベル（旋回）を制御します。
精密機器の電気系統への影響を考慮し、静電気の帯電防止素材を採用しています。
● サーフェスエクステンダー（オプション）によりベッド面を拡張でき、上肢台としても使用できます。

損傷部位固定具

安全性

バッグ ベ/スト● ハーネス式ベルトシステムは、搬送時の安全性に寄与します。

ヘルメット

19

救急用ストレッチャー

救急用ストレッチャー

エクスチェンジ
モデル4080-S / 4155

上部
（ストレッチャー）と下部（トランスポーター）が分離できるタイプのロングセラーモデルです。ベッドや処置台の高さに合わせ、6 段階の高さ調節が可能です。
傷病者の移し替えをサポートします。
主な仕様
最大荷重（kg）

159

高さ調節

６段階

バックレストラチェット

ストレッチャー付属品

長さ
（mm）
幅（mm）

高さ
（mm）

最高位

最低位

ローディングホイール

1,990
580
880
250
705

ホイール

直径（inch）

重量（kg）

46 (16）※ ()内はストレッチャーのみ

5

操作性

傷病者搬送器材● 上部（ストレッチャー）と下部（トランスポーター）を分離させ、上部を椅子型担架として使用する事ができ、狭所で機動性を発揮します。

● ストレッチャーの頭部側と足部側には、
キャリ
ングハンドルが装備されています。

● 後脚のリンケージ機構により、どの高さ（ポジション）でも水平方向の移動と曳航ができます。
それにより、CPR等を行いながらの搬送が可能です。

損傷部位固定具

安全性

バッグ ベ/スト● 傷病者の状態により、バックレスト、足部のショックポジションを調節し、5 種の体位を取ることができます（左図は、エアウェイポジ
ション）
。

標準装備品

本体、
サイドアーム

ヘルメット

製品コード

製品名

0214100072
021411009

20● 頭部側のバックレストは、
５段階
（10度、
30度、
50度、65度、75度）の調節が可能です。

オプション品
製品コード

製品名

モデル4080-S トランスポーター レッド

021510001

モデル50 抗菌マットレス

モデル4155 ストレッチャー

0213150111

モデル359-13-3 マットレス ブラック #4155用

021413018

モデル430-1P ベルト ブラック021511076

モデル513-13 ガートル架

021116010

モデル161-2 サイドアームプレート #4155
リンケージ用

040210047

サイドアームリンケージ

救急用ストレッチャー

日本のニーズに合わせて開発され、搬送、搬出入に必要な機能を備えています。
20年以上の歴史があるスタンダードモデルです。
搬送中に誤って脚が折り畳まれるのを防止する、
セーフティロック機構が装備されています。
主な仕様

最大荷重（kg）

181
3段階

高さ調節

ラチェット

バックレスト
長さ
（mm）

ホイール

通常時

短縮時

最高位

最低位

ローディング
ホイール

直径（inch）

重量（kg）

1,960
1,760
560
935
345
740/724/683
6

ストレッチャー付属品

幅（mm）

高さ
（mm）

（実物のベルトのカラーは、ブラック）

救急用ストレッチャー

スカッドメイトモデル930442.7

操作性

傷病者搬送器材● 4輪全てのホイールが自由に旋回するため、搬送時の方向転換に優れ、機動性を発揮します。前輪のロックペダルを使い、方向固定と４輪操舵の切り替えが容易に行えます。

● メインフレームを下方向へ倒して全長を短縮できるため、
狭所での機動性が向上します。

● 曳航時は、折り畳み式のリードハンドルを使用することも可能です。

● 足部側は20度傾斜し、
ショックポジションを取ることができます。

● Ｈ型の脚部フレーム（前脚と後脚が連結）は、安定性があり、
胸骨圧迫時の反動を抑えます。

損傷部位固定具● ６インチのホイールの採用により、起伏の多い路面でも安定した搬送が行えます。
後輪2輪には、ブレーキ機構が装備されています。
安全性バッグ ベ/スト● 頭部側のバックレストは、
５段階調節
（10度、
30度、50度、65度、70度）が可能です。

● ベッドや処置台の高さに合わせ、3 段階の高さ調節が可能です。
傷病者の移し替えをサポートします。

標準装備品

本体、
サイドアームオプション品

製品名

製品コード021913001

モデル9304 スカッドメイト
ストレッチャー

0306130161 マットレス 新型 #9304用 ブラック
021116011

製品名
モデル161-4 サイドアームプレート #9304 リンケージ用

0402100451 サイドアームリンケージ 右用
0402100461 サイドアームリンケージ 左用
021413017

モデル430-2P ベルト ブラック021511076

モデル513-13 ガートル架

021217001

モデル274 パックラック

21

ヘルメット

製品コード

救急用ストレッチャー

救急用ストレッチャー

モデル 25i ストレッチャー

全長が 1810mmと短いため、軽自動車への積載が可能です。
また、狭所での取り回しが容易に行えます。前後の脚部は、色分けされたレバー操作によって独立して可動するため、搬入出の際の安全性が向上します。
主な仕様
最大荷重（kg）

181

規格

EN1789

バックレストAIS-125

ラチェット

ストレッチャー付属品

長さ
（mm）
幅（mm）

高さ
（mm）

通常時

折畳時

ローディングホイール
直径（inch）

ホイール
重量（kg）

1,810
585
810
240
615
5

25.4

操作性

傷病者搬送器材● ロールアウトホイール（オペレーター側）
を採用しているため、搬入出が容易に行えます。

● 後輪2輪は、ブレーキ付きスイーベルキャス
ターのため、
方向転換が容易に行えます。

損傷部位固定具

安全性

バッグ ベ/スト● 頭部側のバックレストは、
0～75度の調節が可能です。

車両への積載時● 車載用ファスナー「スラム25ファスナー」
を併用し、10G対応となります。

● 両サイドには、
可倒式サイドアームが標準装備されています。

標準装備品

本体、サイドアーム

製品コード

製品名021215003

モデル25i ストレッチャー

ヘルメット

22

オプション品
製品コード

製品名030613020

マットレス 25i用

0214110121

モデル417-1 ショルダーハーネス ブラック021413017

モデル430-2P ベルト ブラック030238101

スラムラッチファスナー モデル25i用

030538012

プラットフォーム スラムラッチファスナー付 #25i用

ストレッチャー付属品

モンディアル（モデル RS-J）、
スカッドメイト（モデル 9304）、
エクスチェンジ（モデル 4155）
専用のガートル架、マウントのセットです。
マウントは分割式なので、取り付け位置を任意に設定する事ができます。

救急用ストレッチャー

ガートル架キット

ストレッチャー付属品

マウントキット

標準装備品

製品名

対象機種

030113001

ガートル架モデルRS-J、
モデル9304、モデル4155040610015

マウント ガートル架 28mm用

モデルRS-J、
モデル9304、モデル4155

傷病者搬送器材

ガートル架
モデル513-13

製品コード

スカッドメイト（モデル 9304）専用のガートル架です。
エクスチェンジ（モデル 4155）、ストレッチャーのフレームにマウントを取り付けて使用します。

操作性
損傷部位固定具● 高さを約61-97cmの間で無段階調節する事ができます。
● 使用しない時は、倒して格納できます。
操作性標準装備品 本体、マウント、輸液ホルダー
製品コード

製品名

高さ
（mm） 重量（kg）

耐荷重（kg）

021511076

モデル513-13 ガートル架

610-97023（ポール短縮時 ）22（ポール延長時）

バッグ ベ/ストガートル架モデル513-10

エクスチェンジ（モデル 4155）、
スカッドメイト（モデル 9304）専用のガートル架です。
ストレッチャーのフレームにマウントを取り付けて使用します。

操作性● 高さを約84-122cmの間で無段階調節する事ができます。
● 使用しない時は、倒して格納できます。

標準装備品 本体、マウント、輸液ホルダー
製品コード

製品名

高さ
（mm） 重量（kg）

耐荷重（kg）

021511054

モデル513-10 ガートル架

840-122023（ポール短縮時 ）12（ポール延長時）

23

ヘルメット

操作性

ストレッチャー付属品

救急用ストレッチャー

パックラックモデル274

スカッドメイト（モデル 9304）専用のテーブルです。
除細動器や心電図モニターをストレッチャーに搭載する際に使用します。

● 脱着式のため、ストレッチャーに容易に脱着できます。
● 使用後は、
コンパクトに折り畳んで収納することができます。

ストレッチャー付属品
傷病者搬送器材

レインカバー

製品コード

製品名

寸法（WxDxH, mm）

重量
（kg）

耐荷重（kg）

021217001

モデル274 パックラック #9304 用

540x340x370

434

ストレッチャーのフレームにマジックテープで取り付け、傷病者や資器材を雨などから保護します。撥水加工が施されています。

● 中央部に縫い付けられたジッパーが大きく開き、
傷病者の移し替えが容易に行えます。
● 使用しない時は、
コンパクトに折り畳んで収納しておく事ができます。

製品コード

製品名

寸法（WxDxH, mm）

材質

030840001

レインカバー

400 x 150 x 100

ナイロン

損傷部位固定具
バッグ ベ/スト

レスキューエイド
モデル132

ヘルメット

24

両端はポケット状になっており、
階段等傾斜がある場所でも傷病者が滑り落ちるのを防止します。
ポケットには水抜き穴が設けられており、水難救助でも使用することができます。
コンパクトに折り畳んで収納することができます。

製品コード

製品名

寸法（LxW, mm）

重量（kg）

耐荷重（kg）

021113002

モデル132 フレックス
レスキュー エイド オレンジ

1900x500

1157

ストレッチャー付属品

飛沫の拡散を最小限に抑え、感染対策をサポートするシールドです。雨覆いとしても使用できます。
マジックテープで簡単にストレッチャーに取り付けることができます。
収納ケースが標準装備されており、使用しない時はコンパクトに折り畳んで収納できます。

標準装備品
製品コード

0211100031

収納ケース
製品名
モデル101256 ペイシェントシールド

対象モデル

PVC

スカッドメイト モデル 9304
エクスチェンジ モデル 4155
モンディアル モデル RS-J

ストレッチャー付属品

材質

救急用ストレッチャー

ペイシェントシールド
モデル101256

収納ケース
傷病者搬送器材

ファーノ製ストレッチャーのマットレスに適合した単回使用のカバーです。
両サイドがポケット状に縫製されており、座位にしてもずれる心配がありません。
傷病者を載せたままスライドさせ、ベッドに移し替えができます。

損傷部位固定具

マットレスカバー● ディスポーザブルのため、感染防止に貢献します。
● ALCF600は、
撥水性があり、
血液や体液の浸透を抑制します。
● ALCF700は、防水加工がされており、水分の浸透を防ぎます。

寸法（mm, WxDxH）

材質

入り数

022031001

1820 x 760mm

ポリプロピレン

50

022031002

モデルALCEF700
マットレスカバー

1820 x 760mm

ポリプロピレン

50

022031008

モデルALCEF600P
マットレスカバー ロング

1970 x 760mm

ポリプロピレン

50

022031009

モデルALCEF700P
マットレスカバー ロング

1970 x 760mm

ポリプロピレン

50

ヘルメット

製品名
モデルALCEF600
マットレスカバーバッグ ベ/スト

製品コード

25

ストレッチャー付属品

救急用ストレッチャー

ベルト モデル430

強度の高いナイロン織りのため、傷病者をストレッチャーに確実に固定できます。
バックル部はスチール製とプラスチック製の２種類あります。

ストレッチャー付属品

製品コード

製品名

材質

カラー

021413001

モデル430-1P ベルト

ナイロン、
スチール

オレンジ

021413003

モデル430-2P ベルト

ナイロン、
スチール

オレンジ

021413006

モデル430P-1P ベルト プラスチックタイプ

ナイロン、
プラスチックオレンジ

021413008

モデル430P-2P ベルト プラスチックタイプ

ナイロン、
プラスチックオレンジ

021413018

モデル430-1P ベルト

ナイロン、
スチール

ブラック

021413017

モデル430-2P ベルト

ナイロン、
スチール

ブラック

ナイロン、
プラスチックブラック

0214130090 モデル430P-2P ベルト プラスチックタイプ

バイオセーフ ストラップ

特殊なビニール素材を使用した、感染対策をサポートするストラップです。
血液や体液が浸透せず、洗浄が容易に行えます。
バックルの材質は、スチール製とプラスチック製の2種があります。

傷病者搬送器材

スタンダードモデル。
● メインストレッチャー用です（画像は2P）

クリップ付きモデルスクープ● ハイテク バックボード モデル2010、ストレッチャー モデル 65EXLに適合しています。
損傷部位固定具
バッグ ベ/スト

ショルダーハーネス
モデル417-1

ヘルメット

26

製品コード

製品名

材質

030548010

ベルト バイオセーフ 1P メタルバックル

ナイロン、
スチール

030548011

ベルト バイオセーフ 2P メタルバックル

ナイロン、
スチール

030548012

ベルト バイオセーフ クリップ付 メタルバックル

ナイロン、
スチール

030548013

ベルト バイオセーフ クリップ付プラスチックバックル

ナイロン、
プラスチック

4点支持のハーネスタイプのストラップです。傷病者の上方への動きを抑制します。
心電図等、救急処置の妨げになる場合は、2点での固定も可能です。
主材質はナイロン織りで、バックル部分はスチール製です。

製品コード

製品名

材質

021411012

モデル417-1 ショルダーハーネス オレンジ

ナイロン、
スチール

0214110121

モデル417-1 ショルダーハーネス ブラック

ナイロン、
スチール

傷病者搬送器材

持ち手が12箇所に装備され、安定した搬送を実現したバスケットストレッチャーです。
一体型（モデル71）と分離が可能なモデル（モデル71-S）があります。
化学薬品、
紫外線、
錆、
腐食等に強い高密度ポリエチレン製です。
また、フレーム部はアルミチューブで補強されています。
マットレスは、取り外しが可能です。

モデル71-S● 分離すると長さが 1100mmとコンパクトになります。

ストレッチャー付属品● ハイテクバックボード モデル2010、
スクープ
ストレッチャー モデル65EXLとの併用が可能です。

救急用ストレッチャー

バスケットストレッチャー
モデル71● 専用のコネクターピンにより、
しっかりと結合することができます。

傷病者搬送器材

リフティングブライドル スクリューロック カラビナ付
ラージ● フットボードが装備されているため、垂直吊りが可能です。

トーマス EMSハンドル● 水難救助では、
フローテーションカラー モデル
471を併用できます。浮力は約20kgです。

● 持ち手部に「 ひばり結び」で取り付け、約30cm延長すると、持ち上げる際の腰の曲げ角度を抑制できます。

● フローテーションカラー モデル471は、
米国
連邦防災規格X5903、抗菌規格AATC-1001961に適合しています。

● ハンドル部は、ゴム製グリップで滑りにくい仕様です。

バッグ ベ/ストオプション● オプションで専用の収納袋があります。

フットレスト、ベルト（４本）
標準装備品 本体、
製品コード

製品名

寸法（WxDxH, mm）

重量（kg）

最大荷重（kg）

材質

021711001
021711004

モデル71 バスケットストレッチャー

2160 x 610 x 190
2170 x 610 x 200

12
13

272
272

高密度ポリエチレン

オプション品

高密度ポリエチレン

製品コード 製品名

製品コード 製品名

030825302 リフティングブライドル,スクリューロックカラビナ ラージ付

05740012 リッターシールド用クランプ モデル71シリーズ用

021318007 モデル387-A 収納袋 #71用

021417001 フローテーションカラー モデル471

05740000 リッターシールド

030356015 トーマス EMS ハンドル 4入ヘルメット

モデル71-S バスケットストレッチャー

損傷部位固定具● ４ポイントブライドルを取り付ける専用アタッチメントポイントが４箇所に装備されています。

フローテーションカラー

27

傷病者搬送器材

救急用ストレッチャー

スクープストレッチャー
モデル 65EXL

左右に本体を分離させ、傷病者をすくい上げる構造のストレッチャーです。
傷病者と接する箇所は、
エックス線透過性があるポリマー樹脂です。
安全性

ストレッチャー付属品● 左右に本体を分離させ、傷病者をすくい上げるため、傷病者の動きを抑え、二次障害の危険性を抑制します。
● 高密度ポリエチレン製のため、血液や体液等が内部へ浸透するのを防ぎ、洗浄も容易に行えます。

傷病者搬送器材● 二つに折り畳んでコンパクトに収納する事ができます（折り畳み時は、長さが 1200mm
まで短縮）。

● 傷病者の体型に合わせて４段階の長さ調節が行えます。

● ピン付きとピン無しの2種類あります。
ピンには、
スピードクリップ式のベルトを取り付けることができます。

スクープエキスパンダー

スクープハーネス● 体の大きい傷病者の搬送に対応する際、スクープエキスパンダーを設置して、
スト
レッチャーの幅を10cm 拡張することができます。

● 担架等に取り付け、体全体で荷重を支えることができ、長距離搬送での安定性が向上します。

損傷部位固定具● 左右に分割するヒンジ部は、
ツインロック機構になっており、傷病者の荷重が掛かった状態でも脱着が容易に行えます。

● 耐荷重は、取付前・後とも227kgです。
バッグ ベ/スト（3本）
標準装備品 本体、ベルト
製品コード

製品名

寸法（WxDxH, mm）

重量（kg） 耐荷重（kg） 材質

021615008

モデル65EXL スクープ
エクセルストレッチャー

最長：2020x440x70
最短：1650x440x70

8.9

227

高密度
ポリエチレン

021615010

モデル65EXL スクープ
エクセルストレッチャー ピン付

最長：2020x440x70
最短：1650x440x70

8.9

227

高密度
ポリエチレン

オプション品
ヘルメット

製品コード

製品名

030231003

スクープ エキスパンダー キット #65EXLシリーズ用

021318004

モデル385-C 収納袋 #65/#65EXL用

030548012

ベルト バイオセーフ クリップ付 メタルバックル

030548013

ベルト バイオセーフ クリップ付プラスチックバックル

030227202

ショルダーパッド スクープハーネス用 2入

05204805

スクープハーネス

28

傷病者搬送器材

傷病者搬送用のバックボードです。浮力があるため、水難救助にも使用できます。

ABS樹脂製のため、血液や体液等が内部へ浸透する事を防ぎ、洗浄も容易に行えます。
● スピードクリップ用のピンは非金属製のため、X線撮影時のハレーションを抑制します。
● 頭部側には、
ヘッドイモビライザー取付用のスロットが装備されています。
● 足部側は傷病者の身体の下に挿入しやすい、
テーパー形状になっています。
製品コード

製品名

021210004

モデル2010 バックボード 1830 x 407 x 45

5.7

耐荷重
（kg）

159

製品コード

製品名

021413011

モデル436-BK ストラップセット #2010用

021413019

モデル436- IP ストラップ プラスチックタイプ #2010用

021413020

モデル436-IM ストラップ メタルタイプ #2010用

030548012

ベルト バイオセーフ クリップ付 メタルバックル

030548013

ベルト バイオセーフ クリップ付プラスチックバックル

材質

ABS樹脂
ストレッチャー付属品

オプション品寸法
重量（WxDxH, mm） （kg）

救急用ストレッチャー

ハイテク バックボード
モデル2010

傷病者搬送器材

軽量かつコンパクト、また迅速な展開が可能なストレッチャーです。
狭所や事故車両からの救出に適しています。持ち手が6か所に装備されています。

収納ケース（背負い式）

バッグ ベ/スト● 1/3に折り畳んで収納することができます。
（W630 x D410 x H120mm）

損傷部位固定具

マンティス バックボード● 血液や体液が付着した場合でも、清拭による消毒が可能です。
製品コード

製品名

寸法（WxDxH, mm）

重量（kg）

耐荷重（kg）

030045070

FMS マンティスバックボード

1830 x 410 x 40

5.8

227

オプション品

製品名
収納ケース マンティス バックボード用

030548003

ベルト パススルーバックル

ヘルメット

製品コード

030227019

29

傷病者搬送器材

救急用ストレッチャー

コンビネーション
ストレッチャーモデル107

ベッド型から椅子型に変形させることができます。階段等の狭所では椅子型で搬送が行えます。
収納時は二つ折りにしてコンパクトに収納する事ができます。
シート面は、ビニールコーティングされたナイロン織りのため、洗浄、メンテナンスが容易に行えます。
● 頭部側のポストと足部側の４インチホイールは折畳式です。
● 折り畳み時の寸法：L970 x H130mm

標準装備品

本体、
レッグベルト、ベルト モデル 430P-1P（２本）

ストレッチャー付属品

製品コード

製品名

0211100121

モデル107
ストレッチャーオレンジ

寸法（LxWxH, mm）

椅子型の寸法
重量 耐荷重 材質（WxDxH, mm） （kg） （kg）

1850 x 510 x 200

510 x 790 x 1350

11

159

ナイロン

オプション品

製品コード 製品名

021318003 モデル385-A 収納袋 107用

傷病者搬送器材
損傷部位固定具

ハイポサーミア バッグ

低体温症の傷病者の搬送に適したバッグ型の担架です。内部には特殊なラミライト繊維を使用し、保温効果に優れています。
内部と外部の生地には撥水加工が施されています。
両サイドのジッパーで広く開放でき、傷病者の収容が容易に行えます。
● 各部位には、挿入口が設置され、傷病者を保温したまま処置する事ができます。
● 10箇所に持ち手が装備されており、搬送をサポートします。
● 足部の裏側にはハイテクバックボードモデル 2010を併用する際に使用するループが縫い付けられています。
● 専用の収納袋に入れ、コンパクトに収納できます。

バッグ ベ/スト標準装備品 専用収納袋
製品コード

製品名

寸法
（WxDxH, mm）

030510001 ハイポサーミアバッグ 2200 x 520 x 70

ヘルメット

30

重量
（kg）

最大荷重
（kg）

収納時の寸法（WxD, mm）

3.7

150

520 x 280

傷病者搬送器材

耐荷重性に優れたポールストレッチャーです。
シート面は、ビニールコーティングされたナイロン織りのため、洗浄、メンテナンスが容易に行えます。

モデル108-B● 二つに折り畳んでコンパクトに収納する事ができます。

● 中央のジッパーを開くと左右に分離し、容易に傷病者をベッドへ移し替える事ができます。
● 二つに折り畳んでコンパクトに収納する事ができます。

モデル108 A-81

● 脚が装備されているため、地上高を確保して、災害時にはベッドとしても使用できます。

● 脚が装備されているため、地上高を確保して、災害時にはベッドとしても使用できます。

傷病者搬送器材

モデル108-AF-81● 四つに折り畳んでコンパクトに収納する事ができます。
製品名

寸法（WxD mm）

重量（kg）

耐荷重（kg）

折畳み時の寸法（WxDxH, mm）

材質

0211100161

モデル108 ストレッチャー オレンジ

2120 x 550 x 40

41592120 x 80 x 40

ナイロン0211100211

モデル108-B ストレッチャー オレンジ

2120 x 550 x 40

41592120 x 80 x 40

ナイロン0211100191

モデル108-AF-81 ストレッチャー オレンジ

2060 x 550 x 14061591030 x 200 x 140

ナイロン0211100171

モデル108-A-81 ストレッチャー オレンジ

2060 x 550 x 14061592060 x 100 x 140

ナイロン

オプション品

損傷部位固定具

製品コード

製品コード

ストレッチャー付属品

モデル108

救急用ストレッチャー

ポールストレッチャー
モデル 108シリーズ

製品名021318001 モデル383-BJ 収納袋 #108-AF-81用 オレンジ

4 箇所の持ち手をつかんで、傷病者を搬送することができる救助用シートです。
ビニールコーティングされたナイロン織りのため、
メンテナンスが容易に行えます。
● ストレッチャーのフレームに収納ケースをマジックテープで取り付けておくと、素早く展開することができます。

バッグ ベ/スト

レスキューシート
モデル44● コンパクトに折り畳んで収納しておくことが
できます。

収納袋

製品コード

製品名

021414001

モデル44
レスキューシート寸法（WxDxH, mm）

430 x 480 x 480

重量
最大荷重 折畳み時の寸法（kg） （kg）（WxDxH, mm）

1

159

470 x 190 x 50

ヘルメット

標準装備品

材質
ナイロン

31

傷病者搬送器材

救急用ストレッチャー

トランスファーボード

傷病者を移し替える際に使用します。
薄い樹脂製のため、マットレスの下に収納する事ができます。
前後左右に持ち手が6箇所あります。

製品コード

製品名

寸法（LxW, mm）

030358004

トランスファーボード

1143 x 452

ストレッチャー付属品

CPRボード モデル675

心臓マッサージを行なうためのCPRボードです。
傷病者の頭部を窪みに置き、気道確保が円滑に行えます。抗菌加工が施されています。

傷病者搬送器材

製品コード

製品名

寸法
（WxDxH, mm）

重量（kg）

材質

0216170022

モデル675 CPRボード

630 x 430 x 70

2.2

ABS樹脂

損傷部位固定具

アジャスタブル
リフティング ブライドルバスケットストレッチャーを吊り上げる際に使用するリフティングブライドルです。
ブライドルの4本のアームはそれぞれ調節可能で、救助要件に合わせて素早く設定できます。
アーム部には、
UV耐性ウェビングを採用しています。

バッグ ベ/スト
ヘルメット

32

スモール

ラージ

● トリプルロック式のカラビナ付開口部25mm● スクリューロック式のカラビナ付開口部49mm

製品コード

製品名

アーム部の長さ 重量
（mm）
（kg）

耐荷重
（kg）

030825301

リフティングブライドル
トリプルロックカラビナ スモール 25mm付

1150

2.2

315

030825302

リフティングブライドルスクリューロックカラビナ ラージ 49mm付

1150

2.7

315

損傷部位固定具

スプリント内の空気をバキュームポンプで吸引して固め、損傷部位を固定します。
装着は、2名以上で行ってください。
サイズは、上肢、下肢等、損傷部位に合わせて、3種類から選択が可能です。

救急用ストレッチャー

バキュームスプリント
モデルAS190

ストレッチャー付属品● 装着したままX線撮像ができます。
● 表面はビニールコーティングされたナイロンのため、水洗いができます。

標準装備品

本体（3サイズ）、バキュームポンプ、収納ケース、
リペアキット

製品コード

製品名

材質

医療機器届出番号

022038013

モデルAS190 バキュームスプリントセット

ナイロン

13B1X00226000030

構成品

重量（g）

AS100

510 x 340 x 20

320

AS120

720 x 600 x 20

765

AS140J

1050 x 680 x 20

1200

バキュームポンプでマットレス内の空気を抜き、内蔵されたビーズで傷病者の全身を固定します。
傷病者に外傷が疑われる場合、圧迫のない全身固定をサポートします。
頭部から頚部にかけて補強板が内蔵されており、頚椎の固定が行えます。

● 5本の固定ベルトは、識別しやすいよう色分
けされ、速やかな固定をサポートします。

● 人間工学に基づいて設計されたキャリ
ングハンドルが 10カ所に装備されています。

● マットレスの裏面には保護層があり、摩擦等による損傷を軽減します。

バッグ ベ/スト● オールインワンの一体型固定ベルトシステム
により、傷病者を確実に固定します。

損傷部位固定具

イージーフィックス
バキュームマットレス

寸法（WxDxH, mm）

傷病者搬送器材

モデル（本体）

リペアキット標準装備品 バキュームポンプ、収納ケース、製品名

寸法（WxDxH, mm）

重量
（kg）

最大荷重
（kg）

材質

医療機器届出番号

030022001

イージーフィックス バキュームマットレス

2080x1300

10250

PVCコーティング ポリエステル

13B1X00226000032

ヘルメット

製品コード

33

損傷部位固定具

救急用ストレッチャー

ファーノケッドプロ

狭所等で脊椎・頚椎損傷の疑いのある傷病者を吊り上げて救出する際に使用します。
頭部、頚椎、腰椎の固定を確実に行う事により、二次障害のリスクを低減します。
搬送用の持ち手が３箇所に装備されております。
ブルーのバックルは、
コブラバックルを採用しています。

ストレッチャー付属品● ベルトは、識別しやすいよう色分けされ、傷病者を素早く固定することができます。
● 聴診器、心電図、除細動器、ショックパンツとの併用、エックス線撮影が可能です。

専用ブライドル● 狭所等で脊椎・頚椎損傷の疑いのある傷病者を吊り上げて救出する際に使用します。

● チェストストラップ部には切れ込みが入っており、傷病者の容態に応じて、一番上のストラップを外して観察が行えます。
標準装備品

収納ケース、
ヘッド&チンストラップ（2）

傷病者搬送器材

製品コード

製品名

030530007

ファーノケッド プロ

寸法
重量
最大荷重
（WxDxH, mm） （kg） （kg）

830×820×35

4.5

250

材質

カラー

ナイロン

オレンジ

オプション品

製品コード 製品名

030538052 ブライドル ファーノケッド プロ用

損傷部位固定具

ファーノケッド
モデル125-1

本体のベルトで頭部、頚椎、腰椎を安定させ、狭小な空間から救出する際のリスクを低減します。
ナイロン製のため、血液や体液が付着しても、清拭して取り除くことができます。

バッグ ベ/スト● 搬送用の持ち手が 3 箇所に装備されています。
● 聴診器、心電図、除細動器、ショックパンツとの併用、エックス線撮影が可能です。

標準装備品

ヘルメット

34

収納ケース、
ヘッド&チンストラップ（2）

製品コード

製品名

021112010モデル125-1
ヒートシールドケッド

重量寸法（WxDxH, mm） （kg）

最大荷重（kg）

材質

830 x 810 x 10

227

ナイロン

3

損傷部位固定具

6種のサイズのバリエーションがある四肢用スプリントです。
ジッパーを開いて患部に装着し、専用ストローで呼気を吹き込み、膨張させて固定します。

● 装着したままX線撮影も可能です。

標準装備品
製品コード

030040001

スプリント6種（ハンド&リスト用、
ハーフアーム用、
フルアーム用、
フット＆アンクル用、
ハーフレッグ用、
フルレッグ用）、
ストロー、収納袋

製品名

エアスプリントセット

材質

医療機器届出番号

ビニール

ストレッチャー付属品● 透明なビニール製のため、装着した後も患部の観察を行う事ができます。

救急用ストレッチャー

エアスプリント
モデル SP7700シリーズ

13B1X00226000001

傷病者搬送器材

自動車事故等で脊椎・頚椎損傷の疑いのある傷病者を救出する際に使用します。
頭部、頚椎、腰椎の固定を確実に行うことにより、二次障害のリスクを低減します。
軽量で強度の高い強化繊維プラスチックのため、傷病者の背面に容易に挿入することが
できます。

標準装備品
● 収納ケース、
ヘッドパッド、
ヘッド＆チンストラップ（2）

バッグ ベ/スト● 固定用ベルトのバックルは色分けされて識別しやすいため、素早い装着をサポートします。

損傷部位固定具

ファーノXT● 4 本 のキャリング ハンドル が 装 備されています。
● 聴診器、心電図、除細動器、ショックパンツとの併用、エックス線撮影が可能です。

製品コード

製品名

030530008 ファーノXT

重量
寸法（WxDxH, mm） （kg）

最大荷重
（kg）

材質

830x300x6

160

強化繊維プラスチック

2

35

ヘルメット

標準装備品 収納ケース、ヘッド&チンストラップ（2）損傷部位固定具

救急用ストレッチャー

ファーノウィズロック
モデル449-J

頚椎固定用イモビライザーです。
装着は、2名以上で行ってください。
傷病者に適したサイズを確認できるよう、色分けされたサイズ認識ラベルが前面にあります。
装着後でも頚動脈の触診が行うことができます。
X線、MRI下でも干渉することなく、使用できます。

ストレッチャー付属品● 傷病者の頚部の高さに合わせて、顎部は約 12cm から16cm 間で無段階調節ができます。
● 後頭部の高は、15.5cm 、18cm 、19.5cmの３段階で調節できます。
製品コード

製品名

モデル449-J
021414005
ウィズロック寸法（WxDxH, mm） 重量（g） 入り数

医療機器届出番号

200 x 500 x 70

13B1X00226000007

160

3

傷病者搬送器材
損傷部位固定具

ヘッドイモビライザー
モデル445/445-SP

バッグ ベ/スト

モデル445ヘルメット
モデル445-SP

36

バックボードやスクープストレッチャーと併用し、傷病者の頭部を固定することができます。
耳の部分は問診の妨げにならないよう、開口部を設けています。
装着は、2名以上で行ってください。

モデル 445

モデル 445-SP● バックボードと併用し、傷病者の頭部を固定することができます。

● スクープストレッチャー用のヘッドイモビラ
イザーです。

● ファーノ ウィズロック モデル449-Jの頚椎
カラーの併用が可能です。

● ファーノ ウィズロック モデル449-Jの頚椎
カラーの併用が可能です。

● フォームラバーにビニールコーティングが施されているため、
メンテナンスが容易に行えます。

● フォームラバーにビニールコーティングが施されているため、
メンテナンスが容易に
行えます。

製品コード

製品名

寸法（WxDxH, mm） 医療機器届出番号

021414009

モデル445-SP
ヘッドイモビライザー

250 x 390 x 150

13B1X00226000033

021414004

モデル445
ヘッドイモビライザー

250 x 390 x 150

13B1X00226000010

損傷部位固定具

ストレッチャーに装着し、小児の傷病者を固定します。
対象は、
身長71-137cm、
体重9-41kgです。
ヘッドブロックは、
小児の頭の形状を考慮して設計され、首を動かさず、気道を確保できます。

● 固定用ループと色分けされたベルトにより、迅速な固定が可能です。

傷病者搬送器材● 両端に縫い付けられたリフティングハンドル
は、狭所での操作をサポートします。

標準装備品

顎用ストラップ、専用ケース

製品コード

製品名

寸法（WxDxH, mm）

重量（kg）

021718001

モデル78 ペディパック

1220 x 230 x 25

3

損傷部位固定具

ベビーボード モデル676

ストレッチャーに設置し、新生児・小児を固定して搬送することができます。
対象となる傷病者の体重は約1-7kgです。

● ベルトは本体に縫い付けられており、傷病者を素早く固定することができます。

● 内寸が 60cm 以上の保育器と併用する事ができます。
● 放射線透過性があります。

製品名

寸法（WxDxH, mm）

重量（kg）

材質

021617003

モデル676
ベビーボード580 x 280 x 20

2.6

コーデュラナイロン

ヘルメット

製品コード

バッグ ベ/スト● 内蔵されたカフを膨らませ、新生児・小児をニュートラル /エアウェイポジションにて固定、搬送することができます。

ストレッチャー付属品● ストレッチャーに装着し、内蔵されたカフを膨らませ、小児をニュートラルポジションにて固定できます。

救急用ストレッチャー

ペディパック モデル78

37

損傷部位固定具

救急用ストレッチャー

ペディスリープ モデル677

ハイテクバックボード モデル 2010に小児の傷病者（体重5kg-27kg）
を固定する際に使用します。
専用の収納服袋に入れて、コンパクトに収納できます。

ストレッチャー付属品● 本体に縫い付けられたベルトで傷病者を確実に固定します。

● 三日月形のヘッドブロックにより、頭部を保護しながら固定します。

● 内蔵されたエアバッグをカフで膨らませ、傷病者を仰臥位にして固定する事ができ
ます。

標準装備品

製品名

寸法（WxDxH, mm） 重量（kg） 収納時の寸法 (WxDxH, mm）

021617004

モデル677
ペディスリーブ

1010 x 500 x 25

傷病者搬送器材
損傷部位固定具

RMT止血帯バッグ ベ/ストヘルメット

38

固定ベルト、
ヘッドブロック、カフ、収納袋製品コード1.7

500 x 200 x 220

上下肢への緊縛止血をサポートするラチェット式止血帯です。
ワンクリックごとにラチェットで緊縛の微調整が行え、適切な血流の制御が可能です。
ダブルリング方式により、仮止め位置から緩む心配がありません。
製品コード

製品名

寸法（mm）

重量（g）

医療機器届出番号

030018002

RMT 止血帯 ブラウン

1030 x 37

102

13B1X00226000034

バッグ/ベスト

携帯用酸素ボンベ、付属品が収納可能なバッグです。
素材は、強度、耐久性、撥水性に優れたコーデュラナイロンです。
ショルダーストラップで肩にかけることができます。

● デマンドバルブの収納に便利な伸縮式のポケットが付いています。

● 仕切りは容易に脱着できます。

● 外側にあるジッパー付きのポケットは、
モデル
5115インチュベーションミニを収納することができます。

標準装備品 透明窓付きポーチ（3）重量
寸法（WxDxH, mm） （kg）

製品名

021511005

モデル5100-RB
エアウェイオキシゲンキット

320 x 550 x 270

021511004

モデル5100-RE
エアウェイオキシゲンキット

320 x 550 x 270

材質

カラー

2.9

コーデュラ
ナイロン

ブルー

2.9

コーデュラ
ナイロン

レッド

損傷部位固定具

蘇生器、
人工呼吸器、
エアウェイセット、
トラウマキット等をまとめて収納することができます。
素材は、強度、耐久性、撥水性に優れたコーデュラナイロンです。
ストラップがついているため、肩に掛けたり、背負ったりすることができます。

傷病者搬送器材

製品コード

ストレッチャー付属品● 酸素ボンベ（2ℓ）
2本をベルトで固定でき、容易に取り外しができます。
● 底面は、防水性です。取り外して洗浄でき、交換も可能です。

トラウマ エアウェイキット
モデル5110

救急用ストレッチャー

エアウェイ オキシゲンキット
モデル5100

バッグ ベ/スト● サイドポケットを開いて、酸素ボンベに接続することができます。
● 取外し可能な仕切りにより、
レイアウトの変更が可能です。
● 底面は防水性です。
取り外して洗浄でき、交換も可能です。
● ロッキングジッパーが3ヶ所に取り付けられています。
製品名

寸法（WxDxH, mm）重量（kg） 材質

021511042

モデル5110-OR トラウマ
エアウェイキット オレンジ

350 x 570 x 220

2

コーデュラナイロン

021511043

モデル5110-RB トラウマ
エアウェイキット ブルー

350 x 570 x 220

2

コーデュラナイロン

0215110441

モデル5110V トラウマ
エアウェイキット レッド

350 x 570 x 220

2

コーデュラナイロン

39

ヘルメット

製品コード

バッグ/ベスト

救急用ストレッチャー

エアウェイオキシゲンキット
モデル5120/5122

酸素ボンベ、減圧弁、
エアウェイ等の資器材をセットして収納できます。
上部の脱着式のポーチを外し、人工蘇生器等を収納できます。
素材は、強度、耐久性、撥水性に優れたコーデュラナイロンです。
ストラップがついており、肩掛けができます。

ストレッチャー付属品● サスペンションフックが標準装備されており、ストレッチャーのフレームやサイドアームに取り付けることができます。
● モデル5120：携帯用2ℓの酸素ボンベ専用です。
● モデル5122：米国酸素ボンベ規格ジャンボD専用です。

傷病者搬送器材
損傷部位固定具

トラウマキット
モデル5107

製品コード

製品名

寸法
重量
（WxDxH, mm） （kg）

材質

0215110491

モデル5120
オキシゲンキャリーキット レッド

560 x 230 x 160

1.3

コーデュラナイロン

021511050

モデル5122
オキシゲンキット ラージブルー

570 x 280 x 220

1.6

コーデュラナイロン

トラウマキット用バッグです。肩に掛けたり、背負ったりすることができます。
素材は、強度、耐久性、撥水性に優れたコーデュラナイロンです。
カラーは、
オレンジ、
ブルー、
レッドの3種があります。

バッグ ベ/スト● 蓋のジッパーを開き、180度に展開することができます。

● 底面は防水性です。取り外して洗浄でき、交換も可能です。

● 取外し可能な仕切りにより、
レイアウトの変更が可能です。

● フロントポケットには伸縮式のホルダーとポケットが付いています。

● 蓋にはポケットと透明窓付きのポーチがついています。
● モデル5115インチュベーションミニ、
モデル
5117トラウマミニが収納できます。
ヘルメット

製品コード

製品名

寸法（WxDxH, mm）

重量（kg）

材質

カラー

021511037

モデル5107-OR プロトラウマキット

390 x 510 x 300

3.5

コーデュラナイロン

オレンジ

021511038

モデル5107-RB プロトラウマキット

390 x 510 x 300

3.5

コーデュラナイロンブルー

021511039

モデル5107-RE プロトラウマキット

390 x 510 x 300

3.5

コーデュラナイロン

レッド

40

バッグ/ベスト

トラウマキット用バッグです。
ショルダーストラップで肩掛けができます。
素材は、強度、耐久性、撥水性に優れたコーデュラナイロンです。
サイズは2種、カラーはブルーとオレンジがあります。

● 取外し可能な仕切りにより、レイアウトの変更が可能です。

● 壁掛け用のＤリングが付属しています。

製品コード

製品名

寸法（WxDxH, mm） 重量（kg）

材質

カラー

021511012

モデル5102-OR
トラウマキット

370 x 340 x 150

1

コーデュラ
ナイロン

オレンジ

021511013

モデル5102-RB
トラウマキット

370 x 340 x 150

1

コーデュラ
ナイロン

ブルー

021511015

モデル5103-OR
トラウマキットⅡ

450 x 360 x 170

1.2

コーデュラ
ナイロン

オレンジ

021511016

モデル 5103-RB
トラウマキットⅡ

450 x 360 x 170

1.2

コーデュラ
ナイロン

ブルー

損傷部位固定具

5個のコンパートメントがあり、携帯用の酸素ボンベを収納できるバックパックです。
素材は、強度、耐久性、撥水性に優れたコーデュラナイロン（600デニール）
です。

傷病者搬送器材

バックパックポータブルERC● フタにはジッパー式のポケット、伸縮式ループが付属しており、鉗子類や包帯等を収納することができます。

ストレッチャー付属品● 蓋のジッパーを開き、180度に展開することができます。

救急用ストレッチャー

トラウマキット
モデル5102/5103

バッグ ベ/スト● マジックテープが縫い付けられた5種のラベルは、用途に応じて張り替えが可能です。
● 米国酸素ボンベ規格Ｄサイズ、ジャンボＤサイズを収納する事ができます。
● 手持ち、肩掛け、背負いが行えます。

製品コード

製品名

寸法（WxDxH, mm）

重量（kg）

材質

030513001

バックパックポータブルERC

560 x 300 x 250

2.5

コーデュラナイロン

ヘルメット

41

バッグ/ベスト

救急用ストレッチャー

マックストラウマキット
モデル5134

トラウマキット用のバッグです。
素材は、強度、耐久性、撥水性に優れたコーデュラナイロンです。

ストレッチャー付属品● フタの裏側のジッパーを開けると、頚椎カラー等の長い資器材を収納することができます。
● 色分けされた4個の透明窓付きポーチ、
壁掛け用の Dリングが付属しています。

標準装備品

透明窓付きポーチ
（4）

製品コード

製品名

寸法（WxDxH, mm） 重量（kg） 材質

021511062

モデル5134
マックストラウマキットオレンジ

390 x 330 x 190

コーデュラナイロン

1.3

傷病者搬送器材
損傷部位固定具

マックストラウマキットII
モデル5135

トラウマキット用のバッグです。
素材は、
強度、
耐久性、
撥水性に優れたコーデュラナイロンです。
手持ち、背負いが可能です。

バッグ ベ/スト● 色分けされたポーチに器具を整理して収納することができます。
● 内部にはポーチを保持するフラップが3カ所取り付けてあります。

標準装備品

ヘルメット

42

透明窓付きポーチ
（7）

製品コード

製品名

0215110631

モデル５１３５
マックストラウマキットⅡ
レッドＴ

オレンジ×1個、● 透明窓付きポウチ黒×3個、イエローのメディケーションバッグ×1 個、イントラベノスミニバック青×2 個● メディケーションバッグは鉗子、ハサミ等を入れるのに適しています。

寸法（WxDxH, mm）

重量
（kg）

材質

440 x 350 x 190

2.5

コーデュラナイロン

バッグ/ベスト

トラウマキット用バッグです。
色分けされたポーチに器具を整理して収納することができます。
素材は、強度、耐久性、撥水性に優れたコーデュラナイロンです。
ストラップで肩に掛けたり、背負ったりすることができます。

標準装備品

透明窓付きポーチ ブラック（5）／オレンジ（1）、
メディケーションバッグ イエロー（1）、
モデル5116 イントラベノスミニ（2）、
モデル5130 インチュベーションウルトラミニ(1)

製品コード

製品名

021511064

モデル5136
マックストラウマキットⅢ
オレンジ

寸法（WxDxH, mm）

重量
（kg）

材質

460 x 540 x 250

3.4

コーデュラナイロン
傷病者搬送器材

エアウェイ用の機材を識別できるよう設計されたバッグです。
バッグ
備品を収納できるポーチと、脱着式のセンターカードにより、整理が容易です。
素材は、強度、耐久性、撥水性に優れたコーデュラナイロンです。
内容品が見やすい透明ポケット付です。

製品コード

製品名

021511045

モデル5115インチュベーション ミニ

寸法（WxDxH, mm）

重量
（kg）

230 x 310 x 80

0.6

損傷部位固定具

インキュベーション
ミニ モデル5115● 背面に収納型ストラップ、腰用ストラップがあるため、
リュックとしても使用できます。

ストレッチャー付属品● 付属のメディケーションバッグは鉗子、ハサミ等を入れるのに適しています。

救急用ストレッチャー

マックストラウマキット
モデル5136

材質

カラー

コーデュラ
ナイロン

ブルー

バッグ ベ/ストヘルメット

43

バッグ/ベスト

救急用ストレッチャー

ウエストポーチ
モデル5900

使用頻度の高い器具、グローブ等を収納し、両手をフリーにする事ができます。
腰ベルトは内部に収納することができます。
素材は、強度、耐久性、撥水性に優れたコーデュラナイロンです。
製品コード

製品名

寸法（WxDxH, mm）重量（kg） 材質

021519001

モデル5900-OR
ウエストポーチ L

カラー

340 x 180 x 80

0.4

コーデュラナイロン

オレンジ

021519002

モデル5900-RB
ウエストポーチ L

340 x 180 x 80

0.4

コーデュラナイロンブルー

ストレッチャー付属品
傷病者搬送器材
損傷部位固定具ベスト
モデル5108-T/5109-T

バッグ ベ/ストヘルメット

44

ペン・無線機用のホルダー、衛生材料・小物を入れるポケットが付属した救急、救助用
ベストです。側面のベルトにより、サイズ調整が可能なフリーサイズです。

モデル5108-T

モデル5109-T● 強度、撥水性、耐久性に優れたコーデュラ
ナイロン製です。

● コーデュラナイロン、
メッシュ生地を使用した
ベストです。

● 反射板により夜間の視認性を向上しました。

● 反射板により夜間の視認性を向上しました。

製品コード

製品名

サイズ

カラー

素材

0215110392

モデル5108-T ベスト

フリー

ブルー

コーデュラナイロン

0215110391

モデル5108-T ベスト

フリー

レッド

コーデュラナイロン

0215110396

モデル5109-T メッシュベスト

フリー

ブルー

コーデュラナイロン

0215110395

モデル5109-T メッシュベスト

フリー

レッド

コーデュラナイロン

ヘルメット

救急隊員向けに消防章と赤いステッカーを装備した特別モデルです。
シェルの塗装を蛍光色とし、反射性のあるパーツとステッカーを採用して視認性を高めました。
アウターシェルは、耐衝撃のある高密度ABS樹脂です。
チンストラップは、落下時の衝撃でヘルメットが脱落するリスクを軽減するために、４箇所で固定する仕様です。
インナーパッドは、
高さと傾きの2つのアジャスターにより、安定性を高め、
最適なフィット感を実現しました。

● 材質 : ポリカーボネイト● 本体重量 : 70g● 認証：EN166、EN14458、ANSI Z 87.1

インナーパッド

ウインターキャップ

傷病者搬送器材

バイザー● 材質：ポリカーボネイト● 本体重量：120g● 認証：EN166

ストレッチャー付属品

フルフェイスバイザー

救急用ストレッチャー

スーパープラズマ ヘルメット

ヘッドランプ● ポリスチレン製

製品コード

製品名

0301121200

ヘルメット
スーパープラズマ

破断強度（ kg ）

サイズ
（cm）

重量
（g）

規格

材質

51

51-62

430

タイプ I クラスCANSI Z89.1-2009

高密度
ABS樹脂

EN12492

製品コード

製品名

0301121501 バイザー フルフェイス クリア
0301121401 バイザー クリア
0301121405 スクリューセット バイザー用
030543330 ヘッドランプ
0301122203 ヘッドランプ用 アダプター
0301122403 インナーパッド
0301122207 ウィンターキャップ

損傷部位固定具

オプション品

バッグ ベ/ストヘルメット

45

製造販売元 ファーノ・ジャパン・インク〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-9-5 FKビル4F

TEL 03-5820-4649 FAX 03-5820-4669

www.ferno-jp.com
製品のご使用にあたっては、製品に付属の、取扱説明書を必ずお読みください。
本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

2023年8月改定