AD2-I20-A014

電磁適合特性試験設備
ユーザーズマニュアル

2020 年

株式会社

5月

エイ・イー・エス

Advanced Engineering Services Co.,Ltd目次
はじめに ...................................................................................................................................................... 1
設備概要 ...................................................................................................................................................... 1
2.1
システム概要 ...................................................................................................................................... 32.1.1
試験装置 ...................................................................................................................................... 3
2.1.2
シールドルーム ........................................................................................................................ 14
2.1.3
付帯設備 .................................................................................................................................... 18
3 ユーザインターフェース ........................................................................................................................ 19
3.1
レイアウト ........................................................................................................................................ 19
3.2
RF パネル（供試体用と設備用とに分離されています） .......................................................... 20
3.3
グランドプレーン ............................................................................................................................ 20
3.4
供試体用電源 .................................................................................................................................... 22
3.5
組立準備室 ........................................................................................................................................ 22
3.6
その他 ................................................................................................................................................ 22
4 試験実施 .................................................................................................................................................... 24
4.1
試験作業フロー ................................................................................................................................ 24
4.2
試験実施フロー ................................................................................................................................ 254.3
試験条件要求書 ................................................................................................................................ 27
4.4
特記事項 ............................................................................................................................................ 27
4.4.1
試験スケジュール .................................................................................................................... 27
4.4.2
シールドルームのノイズ ........................................................................................................ 27
4.4.3
強電界放射 ................................................................................................................................ 28
添付 A
データ出力例 .............................................................................................................................. A-1
添付 B MIL-STD-461C の抜粋 ................................................................................................................... B-1
添付 C MSFC-SPEC-521B の抜粋 ............................................................................................................. C-1
添付 D MIL-STD-461D の抜粋................................................................................................................... D-1
添付 E
試験条件要求書 ........................................................................................................................... E-1
1
2

i

図目次
図 2-1
図 2-2
図 2-3
図 2-4
図 2-5
図 2-6
図 2-7
図 2-8
図 2-9
図 3-1
図 3-2
図 3-3
図 4-1
図 4-2
図 4-3

筑波宇宙センター平面図.................................................................................................................... 1
衛星試験棟平面図................................................................................................................................ 2
感受性系構成図（CS01/02、RS101 システム構成図） .................................................................. 6
感受性系構成図（RS03/10kHz～18GHz、CS114 システム構成図） ............................................ 7
感受性系構成図（RS03/18GHz～40GHz システム構成図） .......................................................... 8
雑音系構成図........................................................................................................................................ 9
本設備の外観（立面図）.................................................................................................................. 16
本設備の外観（平面図）.................................................................................................................. 17
作業用台車.......................................................................................................................................... 18
本設備のレイアウト.......................................................................................................................... 19
供試体用 RF パネル ........................................................................................................................... 20
グランドプレーン（作業台）.......................................................................................................... 21
試験作業フロー.................................................................................................................................. 24
試験実施フロー.................................................................................................................................. 25装置設置例.......................................................................................................................................... 26

添付 A
図 A-1 データ出力例（1/2）...................................................................................................................... A-2
図 A-1 データ出力例（2/2）...................................................................................................................... A-3

添付 C
図 C-1 RE04 の試験規格値（MSFC-SPEC-521B） ................................................................................. C-2

添付 D
図 D-1 CS114 の規格値 ............................................................................................................................... D-2
図 D-2 RS101 の規格値 ............................................................................................................................... D-2

ii

表目次
表 2-1
表 2-2
表 2-2
表 2-3
表 2-4
表 2-5
表 3-1
表 4-1

本設備で実施可能な試験項目............................................................................................................ 5
感受性系試験装置一覧（1/2）......................................................................................................... 10
感受性系試験装置一覧（2/2）..........................................................................................................11
雑音系試験装置一覧.......................................................................................................................... 12
アクセサリ一覧.................................................................................................................................. 13
シールドルーム主要性能.................................................................................................................. 14
供試体用電源一覧.............................................................................................................................. 22
ステップ周波数及び電界強度または電圧の添付資料例 .............................................................. 27

添付 B
表 B-1
表 B-1
表 B-1
表 B-1

MIL-STD-461C（1/4）.................................................................................................................... B-2
MIL-STD-461C（2/4）.................................................................................................................... B-3
MIL-STD-461C（3/4）.................................................................................................................... B-4
MIL-STD-461C（4/4）.................................................................................................................... B-5

添付 E
表 E-1 電磁適合特性試験設備試験条件要求書 ........................................................................................ E-2

iii

1

はじめに
本ユーザーズマニュアルは、衛星試験棟内にある電磁適合特性試験設備（以下「本設備」という）を利用して試験を行うユーザに必要な情報を提供するものです。本ユーザーズマニュアルに記載されないもので必要な情報は個別に問い合わせ願います。

2

設備概要
本設備は図2-1、図2-2に示す衛星試験棟のほぼ中央に位置し、宇宙機等に搭載する電子機器等の電磁的相互干渉による機能低下の有無を確認する事を目的として整備されています。
一般に複数の電子機器が接近して配置されている場合、発生電磁波によって相互干渉が起こり、その度合いによっては機能障害を来します。本設備では、このような有害干渉の源となる発生電磁波の強度及び有害干渉を受けた場合の機器の耐性について試験する事が出来ます。

図2-1

筑波宇宙センター平面図1

ｼｰﾙﾄﾞﾙｰﾑ

図2-2

衛星試験棟平面図

2

2.1 システム概要
本設備の主要構成である試験装置、シールドルーム、及び付帯設備について以下に詳細をまとめます。
2.1.1 試験装置
試験装置は感受性系と雑音系に大別され、それぞれ供試体との間で電磁波の放射や測定を行うた
めのアンテナ、信号発生器、EMIレシーバ及び電力増幅器等から構成されます。
(1) 感受性系(a) 信号発生器
供試体に与える信号を発生させるものです。
(b) 電力増幅器
規定の電界強度または電圧を得るために信号発生器からの出力を増幅するもので、周波数帯毎に各種用意されています。
(c) アンテナ、トランス、ハイパスフィルタ
アンテナは RF パネルを介してシールドルーム内に給電した高周波信号を供試体に放射するもので、周波数帯毎に各種用意されています。
トランスやハイパスフィルタは高周波信号を供試体の電源ライン等に重畳する際に使用するものです。
(d) PC コントローラ
信号発生器が発生する高周波信号の周波数や電力値の設定、電力増幅器の切替制御等を行うものです。アンテナの交換以外は全て自動試験が可能です。RS では電界センサの電界強度が、CS では印加中の電圧が、それぞれ許容範囲になるようフィードバック制御を行います。
なお CS01 においては、
電圧値が目標レベルに未達成で電力値が 50W になった場合は、現在の値で印加するか再度フィードバックを行うかの選択になります。CS02 で電力値が1W になった場合も同様です。
(2) 雑音系(a) アンテナ、プローブ
供試体から発生する雑音電磁波を捉えるもので、周波数帯毎に各種用意されています。
(b) 高周波増幅器
アンテナ等で捉えた信号は微弱であるため増幅する必要があります。本設備では各周波数帯域で高周波増幅器（プリアンプ）を使用する事が出来ます。
(c) 受信器
高周波増幅器で増幅された信号は EMI レシーバでスペクトルを観測します。1 スパン
におけるサンプリング個数は EMI レシーバに依存して固定となります。そのためスパンを広帯域にすると分解能（RBW）を上げてもサンプリング間隔が粗くなります。スペク
トルの詳細観測が必要な場合はユーザ指示によりその都度スパン帯域を狭めて測定する事が出来ます。
供試体より通信などで 1W(EMI レシーバ内部アッテネータ 0dB 時 0.1W)以上の電力が放射されている場合は EMI レシーバが破損するため、事前にご相談ください。

3

(d) PC コントローラ、プリンタ
感受性系と同様、雑音系の試験装置はこの PC コントローラで自動制御出来ます。また
c 項の受信器で観測したスペクトルは PC コントローラのモニタ画面に表示され、さらにカラープリンタに試験結果を出力する事が出来ます（添付 A データ出力例参照）。
また取得したデータのうち数値データは csv 形式、スペクトル画面は jpg 形式で保存、閲覧出来ます。
(3) 試験項目
本設備では表 2-1 に示す規格に沿った試験が可能です。SSP30237D は MIL-STD-461C に準拠した範囲であれば履行可能ですが、それ以外の規格に基づく試験については個別に調整をお願いします。感受性系試験装置の構成及び雑音系試験装置の構成を図 2-3～2-5、図 2-6 に示します。また試験装置一覧を表 2-2、2-3 に示します。

4

表2-1
試験項目
伝
導
感
受
性

電
磁
適
合
特
性
試
験

感
受
性

雑
音

CS01

本設備で実施可能な試験項目

規格

電源ライン

備考
30Hz～50 kHz

MIL-STD-461C(PART3)
CS02

電源ライン

CS06

電源ライン

MIL-STD-461C(PART3)

スパイク印加 0.15、10.0 μs 6～10 pps
規格に近似した波形での印加となります（矩形波は不可）。

CS114

接続ライン

MIL-STD-461D

10 kHz～400 MHz

RS02

磁界放射感受性

MIL-STD-461C(PART3)

RS03

電界放射感受性

MIL-STD-461C(PART3)

RS101

磁界放射感受性

MIL-STD-461D

30Hz～100 kHz

ESD 試験

静電アーク放電

MIL-STD-1541

10 kV（事前に装置の校正及び保守が必要ため、試験開始の 3 ケ月前までにご連絡下さい）。

伝
導
雑
音

CE01

電源ライン

CE03

電源ライン

放
射
感
受
性

RE02

狭帯域

磁界放射

15 kHz～50 MHz
15 kHz～50 MHz

MIL-STD-461C(PART3)

広帯域
RE04

MIL-STD-461C(PART3)

広帯域

磁界放射
電界放射

スパイク印加 0.15、10.0 μs 6～10 pp
規定に近似した波形での印加となります（矩形波は不可）。
10 kHz～40 GHz
MIL-STD-461A NOTICE3 の印加電界強度の高い方（200 V/m）は不可。

30Hz～15 kHz
狭帯域

RE01
放
射
雑
音

50 kHz～400 MHz

MIL-STD-461C(PART3)MIL-STD-1541
MSFC-SPEC-521B
MSFC-SPEC-521B

30Hz～50 kHz
14 kHz～40 GHz（26.5 GHz～40 GHz については事前に装置の校正及び保守が必要なため、試験開始の 3 ヶ月前までにご連絡下さい）。
14 kHz～10 GHz（MIL-STD-461C PART3 では 1 GHz までを規定）
50Hz～50 kHz

5

図2-3

感受性系構成図（CS01/02、RS101システム構成図）

6

図2-4

感受性系構成図（RS03/10kHz～18GHz、CS114システム構成図）

7

図2-5

感受性系構成図（RS03/18GHz～40GHzシステム構成図）

8

注）ﾘｯｼﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞは EMS と共用

注）ﾛｸﾞﾍﾟﾘは EMS と共用

図2-6

雑音系構成図

9

表2-2
装置名

No

感受性系試験装置一覧（1/2）

単体性能・仕様

試験法
CS01

CS02

CS06

CS114

RS02

RS03

○

○

RS101

1

貫通コンデンサ（10 個）

10μF

2

アイソレーショントランスフ
ォーマ

50Hz～400Hz

3オーディオトランスフォーマ

30Hz～250
kHz/1mH

4

ハイパスフィルタ

50 kHz～400 MHz

5

デジタルオシロスコープ

200 MHz6

PC コントローラ

－

○

○

○

○

○

7

カラープリンタ

－

○

○

○

○

○

8

プリンタ

－

9

感受性試験ソフトウェア

PC コントローラ
内蔵

○

○

○

10

信号発生器

9 kHz～40 GHz

○

○

11

信号発生器

12
13

○

○

○

○
○

○

○
○
○

○

○

○

○

○

9 kHz～40 GHz○○

RF パワーアンプセレクタ

－

○

○

RF パワーアンプセレクタ－

14

RF パワーアンプセレクタ－

15

デジタルマルチメータ

－

○

16

オーディオアンプ

DC～300 kHz○

17

RF パワーアンプ

10 kHz～250 MHz○

18

RF パワーアンプ

1 MHz～1 GHz○

19

トランジェントパルスジェネ
レータ

0.15,5.0,10.0 μS

20

ファンクションジェネレータ

1 μHz～20 MHz

21

信号発生器

1 GHz～40 GHz○

22

パラレルエレメントアンテナ

10 kHz～30 MHz○

23

バイコニカルアンテナ

20 MHz～300
MHz

○

24

ログペリオディックアンテナ

200 MHz～2 GHz○

25

リッジドガイドアンテナ

750 MHz～18 GHz○

26

ホーンアンテナ

18 GHz～26.5 GHz○

27

ホーンアンテナ

26.5 GHz～40 GHz○

28

ホーンアンテナ

2 GHz～3.6 GHz○

29

ホーンリフレクタアンテナ

12 GHz～18 GHz○

30（94614-1 用リフレクタ）－

31

RF パワーアンプ（SSPA）

10 kHz～225 MHz

○

○

32

RF パワーアンプ（SSPA）

80 MHz～1 GHz

○

○

33

RF パワーアンプ（SSPA）

700 MHz～4.2
GHz

○

34

RF パワーアンプ（TWTA）

4GHz～8 GHz○

35

RF パワーアンプ（TWTA）

7.5 GHz～18 GHz○

36

RF パワーアンプ（TWTA）

18 GHz～26.5 GHz○

37

RF パワーアンプ（TWTA）

26.5 GHz～40 GHz

38

スペクトラムアナライザ

9 kHz～43 GHz

39

電界モニタ

－

○

40

電界センサ

10 kHz～1 GHz

○

41

電界センサ

10 kHz～1 GHz

○

42

電界センサ

80 MHz～40 GHz

○

43

電界センサ

80 MHz～40 GHz

○

○
○
○

○

0.5～50pps

○

○

○

○

○
○

10

表2-2
装置名

No

感受性系試験装置一覧（2/2）
試験法

単体性能・仕様
CS01

CS02

CS114

RS03

RS101

44

光ファイバケーブル

10m

○

45

光ファイバケーブル

10m

○

46

光ファイバケーブル

10m

○

47

プローブスタンド－○48

プローブスタンド－

49

パワーメータ9 kHz～110 GHz

50

パワーメータ9 kHz～110 GHz

51

パワーメータ9 kHz～110 GHz

52

パワーセンサ9 kHz～6 GHz○

53

パワーセンサ9 kHz～6 GHz○

54

パワーセンサ9 kHz～18 GHz

○

○

55

パワーセンサ9 kHz～18 GHz

○

○

56

パワーセンサ

50 MHz～50 GHz○

57

パワーセンサ

50 MHz～50 GHz○

58

ディレクショナルカプラ

10 kHz～250 MHz

○

○

59

ディレクショナルカプラ

80 MHz～1 GHz

○

○

60

ディレクショナルカプラ

700 MHz～4.2 GHz○

61

ディレクショナルカプラ

4 GHz～8 GHz○

62

ディレクショナルカプラ

7.5 GHz～18 GHz

○

63

*

送信ループ

30Hz～100 kHz

○

64

受信ループ

30Hz～100 kHz

○

65

1Ω 抵抗

1Ω

○

66

インジェクションプローブ*

10 kHz～230 MHz○

67

インジェクションプローブ

100 kHz～1 GHz○

68

カレントプローブ

10 kHz～500 MHz○

69

カレントプローブ

1 MHz～1 GHz○

70

校正治具 F-120-9 用

10 kHz～400 MHz○

71

校正治具 F-140 用

10 kHz～1 GHz

○

72

*

アッテネータ10dB（200W）○

73

アッテネータ*20dB（150W）○

74

アッテネータ*30dB（25W）○

75

フレキシブル導波管18 GHz～26.5 GHz○

76

フレキシブル導波管26.5 GHz～40 GHz○

77

ESD 試験器

0.2 kV～30 kV

78

CS01/CS02 用ラック－

79

RS03 用ツーベイラック－

80

RS03 用シールドラック

－

*

*

*
*
*

*

*

ESD

○
○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

* 使用する場合は校正を行うため、試験開始の 3 ヶ月前までに試験条件要求書（添付 E）に記入
し、試験設備管理室（試験設備利用の手引き参照）へ連絡して下さい。

11

表2-3

雑音系試験装置一覧
試験法

装置名

No

単体性能・仕様

CE01
CE03

RE01

RE02

RE04

1

貫通コンデンサ（10 個）

10 μF

○

○

○

○

2

PC コントローラ

－

○

○

○

○

3

カラープリンタ

－

○

○

○

○

4

雑音試験ソフトウェア

PC コントローラ内蔵

○

○

○

○

5

RF 信号セレクタ

－

○

○

○

○

6

プリアンプ

45
MHz
GHz/23dB

～

50

○

7

プリアンプ

45
MHz
GHz/23dB

～

50

○

8

DC バイアス

HP83051A 用電源○

9DC バイアス

HP83051A 用電源○

10

EMI テストレシーバ

20Hz～40 GHz○

11

カレントプローブ

20Hz～8 MHz○

12カレントプローブ

10 kHz～150 MHz○

13

ピックアップコイル

20Hz～500 kHz

14

プリアンプ

1
GHz ～
GHz/26dB

15

プリアンプ

100 kHz～1.3
GHz/25dB○

16

アクティブロッドアンテ
ナ

10 kHz～30 MHz○

17

バイコニカルアンテナ

30 MHz～300 MHz○

200 MHz～2 GHz○

750 MHz～18 GHz○

200 MHz～1 GHz○

1 GHz～10 GHz

○

19

アンテナ
リッジドガイドアンテナ

26.5

コニカルログスパイラル
20

アンテナ*
コニカルログスパイラル

21

アンテナ*

○

○

○

ログペリオディック
18

○

○

22

ホーンアンテナ

18 GHz～26.5 GHz○

23

ホーンアンテナ*

26.5 GHz～40 GHz○

24

ループアンテナ*

50Hz～50 kHz○* 使用する場合は校正を行うため、試験開始の 3 ヶ月前までに試験条件要求書（添付 E）に記入し、試験設備管理室（試験設備利用の手引き参照）へ連絡して下さい。

12

表2-4

アクセサリ一覧

装置名

No

単体性能・仕様

備考1

アッテネータ3dB（2W）

2

アッテネータ6dB（2W）

3

アッテネータ10dB（2W）

4

アッテネータ20dB（2W）

5

アッテネータ*10dB（50W）

6

アッテネータ*20dB（50W）

7

アッテネータ*40dB（500W）

8

アッテネータ*3dB（2W）

9

アッテネータ*6dB（2W）

10

アッテネータ*10dB（2W）

11

アッテネータ*20dB（2W）

12

ファンクションジェネレータ

1 μHz～20 MHz

保守用備品

13

パワーメータ9 kHz～110 GHz

保守用備品

14

パワーセンサ（2 式）

10 MHz～18 GHz

保守用備品

15

ディレクショナルカプラ

18 GHz～26.5 GHz

保守用備品

16

ディレクショナルカプラ

26.5 GHz～40 GHz

保守用備品

17

ダミーロード18 GHz～26.5 GHz

保守用備品

18

ダミーロード26.5 GHz～40 GHz

保守用備品

19

ダミーロードDC～2 GHz

保守用備品

20

ダミーロード2 GHz～18 GHz

保守用備品

21

電力増幅器用ダミーロード

DC～2.4 GHz

保守用備品

22

プローブスタンド

23

LISN（2 式）*

150 kHz～100 MHz

24

LISN（2 式）*

100 kHz～150 MHz* 使用する場合は校正を行うため、試験開始の 3 ヶ月前までに試験条件要求書（添付 E）に記入
し、試験設備管理室（試験設備利用の手引き参照）へ連絡して下さい。

13

2.1.2 シールドルーム
外来雑音電磁波を遮蔽し、その天井及び全壁面には電波吸収体が貼り付けられています。また床面用に、供試体の大きさに対応出来るよう移動可能な電波吸収体が準備されています。シールドルームの床面の広さは10m×10m（有効寸法）です。シールドルームの仕様を表2-5、寸法及び耐荷重エリアについての詳細を図2-7、2-8に示します。
表2-5

シールドルーム主要性能

室内有効寸法高さ 8,858 mm×幅 10,044 mm×奥行き 10,044 mm

機材搬入扉寸法

高さ 8,520 mm×幅 7,040 mm
電界 10 kHz～40 GHz 100dB 以上

シールド効果磁界 150 kHz～200 kHz 85dB 以上
接地

1 点アース方式（10Ω 以下）

構造

合板（20 mm 厚）の両面に 0.6 mm の亜鉛メッキ鋼板を接着したものを 1枚のパネルにし、特殊金属を使用して接続したパネル工法

清浄度

ISO 14644-1 Class 8（クラス 10 万）
試験期間中、シールドルームは以下の空調を行います。
・温度：23±3℃（目標）空調

・湿度：30～60％（目標）
原則として、組立準備室は空調を行いません。

注）シールドルームの耐荷重より前室及び開梱室の耐荷重が小さくなっています。そのため供試体を搬入する際はご注意願います。特に耐荷重を超過する恐れのある場合は、ユーザ側で荷重分散板を準備する等の対策を施して下さい。
シールドルームの耐荷重：15.7 kPa（1,600 kg/m2）
シールドルーム内 A 域の耐荷重：2.45 kPa（250 kg/m2）
前室、開梱室、組立準備室及び計測器室の耐荷重：4.9 kPa（500 kg/m2）(1) 機材搬入扉
シールドルーム内への供試体の搬入は、機材搬入扉を介して行われます。組立準備室の床面との段差がないため、シールドルームへの供試体の搬入出を円滑に行う事が出来ます。必要なシールド効果を得るために、ドアヒンジ部にもシールドが施されています。機材搬入扉の開閉は電動により行います。
注）シールドルームの機材搬入扉より前室シャッタは開口寸法が狭くなっています。そのため供試体を搬入する際はご注意願います。
前室シャッタ寸法：幅 4.88m × 高さ 5.3m
機材搬入扉寸法：幅 7.0m × 高さ 8.5m

14

(2) 人用扉
人用扉はその大きさが 1.5m × 2.0m あり、シールド処理が施されています。アンテナ交換
等のセットアップ変更時に作業者の出入りのために使用されます。
(3) 照明シールドルーム内の照明はハロゲンランプを使用しており、それぞれの器具に対してもシールドが施されています。
(4) ITV カメラ
天井に 2 台設置されており、全試験モードにおいて常時モニタが出来ます。
（必要に応じて
移動用 1 台を設置出来ます。
）(5) 非常用扉
シールドルーム内に火災等の災害が発生した場合、非常用扉を開け避難します。なお非常時以外は開扉不可です。場所については図 2-8 を参照下さい。

15

ｼｰﾙﾄﾞﾙｰﾑ

図2-7

本設備の外観（立面図）
16

ｲﾝﾀｰﾎﾝｲﾝﾀｰﾎﾝ

ｲﾝﾀｰﾎﾝ

ｼｰﾙﾄﾞﾙｰﾑ

図2-8

本設備の外観（平面図）
17

2.1.3 付帯設備
高所作業に使用する伸縮式の作業用台車があります（図2-9参照）。
・ 全伸長：約 8m
・ 揚程荷重：約 150 kg
・ 作業床寸法：約 0.65m×約 0.9m

図2-9

作業用台車

18

3

ユーザインターフェース

3.1 レイアウト
本設備には、シールドルームの他に測定器室、組立準備室、EMC解析室、EMCチェックアウト
室前室及び開梱室があります。供試体及び周辺装置等の開梱は開梱室で行う事になります。本設備のレイアウトならびにコンセント及びインターホンの位置等を図3-1に示します。シールドルーム
内、測定器室及び組立準備室間でインターホンによる通話が可能です。

図3-1

本設備のレイアウト

19

3.2 RF パネル（供試体用と設備用とに分離されています）
シールドルーム内の供試体とチェックアウト装置及び各種試験装置等を接続するケーブル類は
このRFパネルを介して接続されます。RFパネルの詳細を図3-2に示します。供試体用RFパネル使用
時には、ケーブルを通した後の貫通穴をシールド材で塞いで下さい。その際のシールド材（アルミ
ホイルやアルミテープ等）はユーザ側で準備願います。

注）斜線部は取り外し可能なパネル部分です。
単位：mm
図3-2

供試体用RFパネル

3.3 グランドプレーン
通常、供試体は図 3-3 に示すグランドプレーン上に設置して試験を行います。グランドプ
レーン上面には厚さ約 3 mm の真鍮接地板が貼り付けてあり、8 本のボンディングストラッ
プで接地されています。図 3-1 の点線部のように向きを変えて設置する事も可能です。グランドプレーン搭載重量は最大 750 kg です。集中荷重にならないよう力を分散して搭載して下さい。大型供試体の場合はシールドルーム床に設置して下さい。
供試体の接地抵抗を低減する必要がある場合は、1,000 番程度のサンドペーパを用意してグ
ランドプレーン上面の接地箇所付近を磨いて下さい。磨く際は塵埃の飛散を防止するために試験設備備え付けの掃除機で吸い取りながら行って下さい。

20

φ7 mm

図3-3

グランドプレーン（作業台）
21

3.4 供試体用電源
供試体RFパネルの脇に供試体用電源盤が設置されています。絶縁トランスを介して商用電源と接続されており、さらにフィルタを通してシールドルーム内に引き込まれています。詳細を表3-1に示します。供試体用電源盤とコンセントの位置を図3-1に示します。MCB1～14の電極端子サイズ
はM6です。また、MCB7及びMCB14の出力側にはACアウトレット（接地極付きコンセント）が取り付けられています。
表3-1
ブレーカ No.
MCB 1
MCB 2
MCB 3

供試体用電源一覧
電圧

電流
100A

200V 3φ 4W

MCB 4
MCB 5
MCB 6

*

各 50A
115V 1φ 2W

MCB 7

30A
20A（コンセント）

MCB 8
MCB 9
MCB 10
MCB 11

100V 1φ 2W

MCB 12

機材搬入扉電源につき使用不可

MCB 13
MCB 14

100V 1φ 2W

各 50A

30A
20A（コンセント）* 200V 3φ はスター（Y）結線です。
3.5 組立準備室
ここにはGSE（地上設備）の類として供試体電源部及び供試体制御装置等を設置します。XY型の2トン天井クレーンがあり、供試体等をシールドルームの機材搬入扉付近まで移動する事が出来ます。
3.6 その他(1) 供試体から設備側装置に接続するケーブルはユーザ側で準備して下さい。貫通コンデンサ、
トランスの電極端子サイズは M6 です。ハイパスフィルタ、トランジェントパルスジェネレータへの接続に丸型端子は使用出来ません。
(2) RS02 にて、供試体に沿わせる又は巻付けるケーブルはユーザ側で準備して下さい。
(3) CS06/RS02 のケーブル両端にはオシロスコープを接続する事を考慮して下さい。
(4) CS06/RS02 で使用するトランジェントパルスジェネレータは電源を投入する 30 分前に設置し静置させておく必要があるため注意して下さい。
(5) ユーザ側でグランディングを行う場合は回り込み等が発生しないよう、充分注意して行って
下さい。

22

(6) CS114 の実測法における印加開始条件は、測定 FWD 電力値が校正 FWD 電力値になるように制御する事が優先され、下記 3 通りから決定されます。
(a) 測定 FWD 電力値が校正 FWD 電力値を超えた場合、校正 FWD 電力値になるように SG 出
力を下げます。
(b) 測定 FWD 電力値が校正 FWD 電力値範囲内の場合、その時の測定電流値を読み込んだ後、測定を開始します。この際の電流値に制限はありません。
(c) 測定 FWD 電力値が校正 FWD 電力値未満の場合はさらに下記 3 通りから決定されます。
① 測定電流値が目標限度値を超えた場合、目標限度値になるよう SG 出力を下げます。
② 測定電流値が目標限度値範囲内の場合、印加を開始します。
③ 測定電流値が目標限度値未満の場合、測定 FWD 電力値が校正 FWD 電力値になるか
測定電流値が目標限度値になるよう SG 出力を上げます。

23

4

試験実施

4.1 試験作業フロー
以下に試験作業フローの一例を示します。また本設備内での装置設置例を図4-3に示します。

搬

入

供試体設置

周辺機器設置ケーブル類の接続

供試体機能確認

ＥＭＣ試験（4-2 項のフロー）
不具合対策

試験結果評価

後 処 理

搬

出

図4-1

試験作業フロー24

4.2 試験実施フロー
全ての試験において、電源投入後1時間程度の準備作業が必要です。日毎の作業スケジュールにはあらかじめ時間的な余裕を見込んで下さい。また、RE02/RS03では正味の試験時間だけでなく、バックグラウンドノイズの確認や出処の切り分け等、試験環境を整える作業を見越して少なくとも数時間以上長めに見積もって下さい。これは例えばユーザが持ち込む周辺装置（試験用のインタフ
ェース基板等）から発生するノイズの評価や対策に想定以上の時間を要する事例が見受けられるためです。試験実施例を以下のフローに示します。

感受性

雑 音

試験セットアップ

試験セットアップ

供試体 ON

供試体 OFF

供試体モード設定

バックグラウンド測定

本 試 験

供試体 ON

終

本 試 験

了

結果出力

終

図4-2

試験実施フロー

25

了

図4-3

装置設置例
26

4.3 試験条件要求書
円滑な試験を実施するため、ユーザは供試体の大きさ、重量、必要な電力（電流、電圧）、試験
項目、試験スペック等を明確にした条件要求書（添付E）を作成し提出して下さい。本設備にて実施可能な試験項目等については表2-1を参照して下さい。
＜試験条件要求書記入時の注意事項＞(1) 供試体形状
供試体形状図を添付して下さい。
(2) 雑音測定
リミットラインの資料を添付して下さい。
(3) 偏波面RS03、RE02 の偏波面選択で、水平+垂直両偏波は 30 MHz 以上で規定されます。
(4) 分解能帯域幅（雑音測定）
指定ありを選択する場合、設定資料を添付して下さい。
(5) ステップ周波数及び電界強度または電圧の指定（感受性測定）
放射感受性（RS）及び伝導感受性（CS）の周波数ステップサイズ及び対応する電界強度または電圧の規格値を指定し、別紙として資料を添付して下さい。添付資料は表 4-1 を参考にして下さい。なお、周波数のスイープは出来ません。

試験項目

RS03

表4-1 ステップ周波数及び電界強度または電圧の添付資料例
周波数
試験規格
測定周波数
5 V/m
14 kHz～200 MHz
14 k、100 k、500 k、1 M、5 M、10 M、50 M、
100 MHz
200 M～1 GHz：200 MHz ステップ
60 V/m
200 MHz～8 GHz
2 G～8 GHz：1 GHz ステップ
20 V/m8 GHz～10 GHz
9 G、10 GHz
2.2 GHz
161 V/m
2.2 GHz
8.5 GHz
79 V/m
8.5 GHz
250 V/m
13.7 GHz～15.2 GHz
13.7 G、15.2 GHz(6) 電源関係
試験にて使用する電源について記入して下さい。
4.4 特記事項
4.4.1 試験スケジュール
スペックアウト時の供試体の対策、再試験等の時間を考慮して、日単位の日程で計画するようにして下さい。
4.4.2 シールドルームのノイズ
シールドルーム天井の非常灯に内蔵されている充電器からは低周波帯のノイズが発生します。
そのため雑音測定を行う際はこの充電器につながるブレーカをOFFとし、測定後はONに戻します。
充電器がOFFの間、非常灯は内蔵電池により点灯します。

27

4.4.3 強電界放射
シールドルームのシールド効果（表2-5参照）は平成18年総務省告示第173号の要件を満たしています。そのため通常放射レベルの試験であれば無線局免許は不要です。
但し強電界放射を行う場合は事前に外部への漏洩レベルを確認する必要があります。
またシールドルーム内には各種扉やRFパネルが存在している事から、シールドが不十分となる
万一の場合を考慮し、これらへの直接放射は避ける配慮が必要です。
強電界放射を行う場合は試験開始の3ヶ月前までに試験条件要求書フォーマットに記入し、試験設備管理室（試験設備利用の手引き参照）へ連絡して下さい。
＜外部への漏洩レベル＞
電波法施行規則第6 条第1 項第1 号（免許を要しない無線局の定義）に則り、当該試験設備（シールドルーム）の外部における電界強度を当該無線設備（供試体）からの距離に応じて3m法から換算した値が、上限値よりも下回る事を確認して下さい。
例えばシールドルームの中心付近から大扉方向に強電界を放射する場合、距離が10mとなる地点（組立準備室）における電界強度を供試体から3mに換算した値が上限値以下となる事を計算により確認する具体例を以下に示します。
例）周波数：3 GHz（波長：0.1m）、EIRP（尖頭値）：10 kW（70 dBm）の場合
シールドルーム中心から10m地点での電界強度をEIRP（実効等方放射電力）から距離減衰、シー
ルド効果（100dB）及び電波吸収体の性能（45dB）で予測します。ここで放射波がパルス波の場合の送信電力は尖頭値を用います。
当該地点での電界強度は、次式により算出します。
E[dBμV/m]=P[dBm]+AF[dB(1/m)]+107…①＜P[dBm]について＞
放射点から10m地点での電力を算出します。
P[dBm]=40[dBm]-[20log{(4×π×10[m])/0.1[m]}＋100[dB]+45[dBm]]=-166.98 …②＜AF[dB(1/m)]について＞
AFはアンテナファクタと呼ばれ、次式から得ます。
AF[dB(1/m)]=20log（f[MHz]）-29.77
ここで-29.77という値は、アンテナの放射抵抗Z＝50[Ω]とした時の等方性アンテナが取り出せる電力の関係式から算出されたものです。
なお、本例題においてはAF=39.78[dB(1/m)]…③となります。
＜107 について＞
受信アンテナの放射抵抗がZ[Ω]である場合における電力P[W]から電界強度E[V/m]への基本的な換算式は下記となります。

28

E[V/m]=AF[1/m]×√(P[W]×Z[Ω])上記式をデシベル換算すると、次式となります。
E[dBμV/m]-20log106=AF[dB(1/m)]+10logP[W]-10log103+10logZ[Ω]ここで、放射抵抗Zを50[Ω]とし、上記を整理すると、
E[dBμV/m]=P[dBm]+AF[dB(1/m)]+107
上述の様にして107という値を得ます。
上記を踏まえ、①に②及び③を代入し、放射点から10m地点での電界強度を得ます。
E[dBμV/m]=-166.98[dBm]+39.78[dB(1/m)]+107= -20.2
予測された放射点から10m地点での電界強度を電波放射点から3m地点へ換算します。
-20.2[dBμV/m]＋20log（10[m]/3[m]）= -9.74[dBμV/m]
322MHz～10GHz での上限値は、35[μV/m]=30.9[dBμV/m]であるので、-9.74[dBμV/m] < 30.9 [dBμV/m] ∴上限値以下
なお、電波法施⼯規則第21条の3.1項にある通り、同時に複数周波数帯で電波放射を行う場合の電界強度は、周波数毎の電界強度とその基準値の割合を、全ての電波について⾃乗和したものが1を超えないようにしなければなりません。

29

添付 A データ出力例
添付A データ出力例図 A-1 データ出力例（1/2）

A-2

図 A-1 データ出力例（2/2）
A-3

添付 B MIL-STD-461C の抜粋
添付B MIL-STD-461C の抜粋

表 B-1 MIL-STD-461C（1/4）

電源電圧

B-2

表 B-1 MIL-STD-461C（2/4）

B-3

表 B-1 MIL-STD-461C（3/4）

B-4

表 B-1 MIL-STD-461C（4/4）

B-5

添付 C MSFC-SPEC-521B の抜粋
添付C
MSFC-SPEC-521B の抜粋

1

図C-1

RE04の試験規格値（MSFC-SPEC-521B）

C-2

添付 D MIL-STD-461D の抜粋
添付DMIL-STD-461D の抜粋

図D-1 CS114の規格値

図D-2 RS101の規格値

D-2

添付 E

試験条件要求書（注）使用にあたっては事前に最新版を確認して下さい
記載以外の試験条件等を必要とする場合は具体的に要求して下さい。

添付E 試験条件要求書

表 E-1 電磁適合特性試験設備試験条件要求書
供試体名

供試体形状
大きさ(mm)

(W) ×

備考
(D) ×

(H)

□PFM

□FM

重量(kg)
形状□EM

供試体ﾚﾍﾞﾙ
その他

測定ﾓｰﾄﾞ

測定周波数帯域

その他

□

CE-01

Hz ～

kHz

□

CE-03

kHz ～

M Hz

□

RE-01

Hz ～

kHz

□

RE-02

kHz ～

GHz

□

RE-04

Hz ～

kHz

□

CS-01

Hz ～

kHz 印加時間：

□

CS-02

kHz ～

M Hz 印加時間：

□

CS-06

ﾊﾟﾙｽ数:

pps 印加電圧:

V ﾊﾟﾙｽ幅:

μsec 印加時間：

□

RS-02

ﾊﾟﾙｽ数:

pps 印加電圧:

V ﾊﾟﾙｽ幅:

μsec 印加時間：

□

RS-03

kHz ～

GHz 印加時間：

□

CS114

kHz ～

M Hz 印加時間：

□

RS101

Hz ～

kHz 印加時間：□項番

放射感受性(RS03)①

試験条件（あてはまる項目に✔して下さい。）

試験要求事項

偏波面
放射雑音(RE02)□水平 □垂直 □水平+垂直両方(30MHz～)□円偏波(200M ~10GHz)□水平 □垂直 □水平+垂直両方(30M Hz～)
□円偏波(200M ~10GHz)②

ﾃﾞｰﾀ取得方法(RE02･CE03)□狭帯域のみ □狭帯域+広帯域③

分解能帯域幅(雑音測定)□指定あり（設定資料を添付） □指定なし④

供試体からの電力放射(0.1W以上)の有無(雑音測定時)供試体からの電力放射 □あり □なし⑤

ｽﾃｯﾌﾟ周波数及び電界強度または電圧の指定(感受性測定)測定周波数及び電界強度または電圧の規格値(Vrms)の添付 □あり □なし⑥

CS06/RS02印加電圧□5Ω校正値を印加 □実測値を印加

⑦

電源関係

⑧

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾝの使用□使用する □使用しない⑨

ESD試験器のCRﾈｯﾄﾜｰｸ□150pF/330Ω(標準) □150pF/150Ω(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

電圧(V)□100V □115V □200V 3φ □電池駆動

電流(A)、容量(W)

備考：

E-2

電磁適合特性試験設備試験条件要求書（記入例）
供試体名

供試体形状
大きさ(mm)

300 (W) × 200 (D) × 100 (H)

重量(kg)
電源ｲﾝﾀﾌｪｰｽ部

備考

35

形状

試験計画書参照□EM

供試体ﾚﾍﾞﾙ

□PFM

☑FM

その他
測定ﾓｰﾄﾞ

測定周波数帯域

その他

☑

CE-01

30

Hz ～

15

kHz

☑

CE-03

15

kHz ～

50

M Hz

□

RE-01

☑

RE-02

□

RE-04

Hz ～

kHz

□

CS-01

Hz ～

kHz 印加時間:

□

CS-02

kHz ～

M Hz 印加時間:

☑

CS-06

ﾊﾟﾙｽ数:

3 pps 印加電圧:

200 V ﾊﾟﾙｽ幅:

10 μsec 印加時間:

□

RS-02

ﾊﾟﾙｽ数:

pps 印加電圧:

V ﾊﾟﾙｽ幅:

μsec 印加時間:

☑

RS-03

□

CS114

kHz ～

M Hz 印加時間:

□

RS101

Hz ～

kHz 印加時間:

Hz ～
14

14

kHz

kHz ～

10

kHz ～

ﾘﾐｯﾄﾗｲﾝについては試験計画書参照。

GHz

20 sec

GHz 印加時間:

10

□
項番

放射感受性(RS03)①

試験条件（あてはまる項目に✔して下さい。）

試験要求事項

偏波面
放射雑音(RE02)□水平 □垂直 ☑水平+垂直両方(30MHz～)□円偏波(200M ~10GHz)□水平 □垂直 ☑水平+垂直両方(30MHz～)□円偏波(200M ~10GHz)②

ﾃﾞｰﾀ取得方法(RE02･CE03)☑狭帯域のみ □狭帯域+広帯域③

分解能帯域幅(雑音測定)□指定あり ☑指定なし④

供試体からの電力放射(0.1W以上)の有無(雑音測定時)供試体からの電力放射 □あり⑤

ｽﾃｯﾌﾟ周波数及び電界強度または電圧の指定(感受性測定)測定周波数及び電界強度または電圧の規格値(Vrms)の添付 ☑あり □なし⑥

CS06/RS02印加電圧□5Ω校正値を印加 □実測値を印加

⑦

電源関係

☑なし

電圧(V)

☑100V □115V □200V 3φ □電池駆動

電流(A)、容量(W)200V 2ヶ所⑧

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾝの使用☑使用する □使用しない⑨

ESD試験器のCRﾈｯﾄﾜｰｸ□150pF/330Ω(標準) □150pF/150Ω(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

備考：

E-3