データシート

A1110-40-QE-70-16
4 象限高速バイポーラ電源

1

製品概要

本製品は電源変動試験等、車載電装品の試験シミュレーションに最適化された 4 象限バイポーラ電源です。直列運転・並列運転することにより出力容量を拡大が可能で、また最大ピーク電流も定格の 2 倍の80A（500mS）を出力できます。
A1110-40-QE-70-16 は電圧アンプ、または電流アンプのどちらでも使用することができます。電流アンプの場合は、誘導負荷に対しても周波数変動の少ない安定した電流出力を得ることができます。
高電圧／低電流、または低電圧／高電流の用途に応じて、極性毎に３つの動作電圧を利用できます。電圧の切り替えは、自動または手動で行うことができます。特に低インピーダンス負荷の場合、電力損失を低減させるため、動作電圧を 1/10 にまで下げることが可能です。
出力電圧と出力電流は制限を設けることができ、低インピーダンスのモニタ出力用信号を得ることができます。
機器は温度制御された静音ファンを装備しています。過剰温度による切断はもちろんのこと、電力損失の計算と絶対電流のモニタにより、回路短絡や過負荷から完全に保護します。
インターロックによりリモートコントロール・セキュリティシステムの構築を可能にします。
機器の操作はフロントパネルの各操作部、および USB インターフェイスを介して PC の GUI で行うことも可能です。
機器の機能は、さまざまなオプションにより拡張することができます。

最新のデータシートを以下の Web サイトから入手することができます：
www.iti.iwatsu.co.jp

A1110-40-QE-70-16

Page1

23仕様


電圧または電流増幅器



最大出力電圧 75VPeak



最大出力電流 40APeak

最大ピーク電流 80A（500mS）

1kW の大出力



600kHz の小信号周波数帯域幅

60V / us スルーレート



電圧および電流モニタ出力標準装備

LV124、LV148 などの規格に対応した選択可能な 3 種類の電圧レンジ（70V/27V/18V）



並列運転による電流容量拡大（最大 300A）



直列接続による高電圧出力（最大 210V）



フルリモートコントロール。ソフトウェア制御によるシステムアップ。

過電圧保護機能搭載（オプション）

リモートソフトウェア

機器には、USB インターフェイスを介して、フルリモートコントロール可能で複雑な設定を行えるソフトウェアが含まれています。リモート・コマンド・リストによって、既存の自動試験システムと容易に連携することができます。

A1110-40-QE-70-16

Page2

4

外観背面図

A1110-40-QE-70-16Page3

5電流アンプ

電流制御モードでは、A1110-40-QE-70-16 は電圧制御電流源として動作し、誘導負荷に対してほとんど周波数に依存しない、一定の負荷電流を供給します。
工場出荷時、以下の 5 つの補償回路が装備されています。
No
123
456

負荷
1Ω＋500uH
0.1Ω＋200uH
1Ω＋1mH4Ω＋1.8mH
0.078Ω + 88uH
（オプション用）

Rc
100kΩ
68kΩ
150kΩ
200kΩ
80kΩ

Cc
10nF
4.7nF
22nF
1nF
6.8nF

電流範囲
HighHighHighHighHigh[補償回路]
補償回路の選択は、A1110-QE 制御用ソフトウェアによって行われます。対応した電流範囲にも注意してください。
上記補償回路が用途に適合していない場合、オプション-01：カスタム補償回路をご購入ください。用途に応じてカスタムで補償回路を設計いたします。既存の補償回路に替えて、最大 6 つのカスタム補償回路を装備することができます。
用途に応じた補償回路の設計について、お気軽にご相談ください。

A1110-40-QE-70-16

Page4

6仕様
パラメータ仕様

条件等

電圧制御モード

周囲温度 20℃

100kΩ
200kΩ

非平衡, 1kHz
平衡, 1kHzDC – 600kHz

0, -3dB, @10kΩ
High Voltage

DC – 200kHz

0, -3dB, @10ΩHigh Voltage

スルーレート

60V/uSec@10kΩ

DC オフセット< 1mVDC

THD+N< 0.2%

10Vp/100Hz @0.06Ω；< 80kHz 帯域幅< -69dBV< -62dBV10Hz－22kHz
10Hz－500kHz

入力インピーダンス

小信号周波数特性

大信号周波数特性

残留ノイズ

最大出力電圧RangeⅠ（Low Voltage） +18/ -16Vdc
RangeⅡ（Mid Voltage） +27/ -16Vdc
RangeⅢ（High Voltage） +70/ -16Vdc
最大出力電流40Ap

電流, パルス, 500ms
5%デューティー比, 単極

80Ap

最大出力電力1kW

電圧モニタ±1V / 10V ± 0.5%
±1V, / 10A ± 1%

< 100kHz

電圧制御モード

1V/10V; ±0.1%

Uin/Uout

インターフェイス

USB 2.0, LAN

AC Power

1×230VAC/ 1×16A / 50Hz

電流モニタ

Auto Mode, 立上り／立下り時間 > 20us< 200kHzゲイン

A1110-40-QE-70-16

Page5

6.1

パルス特性

C3：出力電圧, C4：出力電流, Vin：10kHz, 2.5Ω負荷A1110-40-QE-70-16Page66.2

出力電圧対出力電流容量

出力電圧レンジ

出力電圧[Vpeak]最大連続出力電流[Adc]

最大連続出力電流[Aac_Peak]

ピーク出力電流（500ms, dc=5%[Adc]）

1816
1412108
6440
40
40
40
40
34
30
28

40
40
40
40
40
40
40
40

80
80
80
80
80
80
80
80

2.象限：0～-16Vpeak-16-14-12-10-8-6-4-21415
161718
1920
1128
29
31
33
35
37
40
40

40
40
40
40
40
40
4040

3.象限：0～-16Vpeak-16-14-12-10-8-6-4-2-40-40-40-40-36-32-28-26-40-40-40-40-40-40-40-40-80-80-80-80-80-80-80-80

4.象限：0～+18Vpeak

1816141210864-21-22-24-26-28-32-36-40-40-40-40-40-40-40-40-40-83-60-61-60-60-60-60-60

1.レンジ：+18V/-16V
1.象限：0～+18Vpeak

A1110-40-QE-70-16Page7

出力電圧レンジ

出力電圧[Vpeak]最大連続出力電流[Adc]

最大連続出力電流[Aac_Peak]

出力ピーク電流（500ms, dc=5%[Adc]）

2724201816141210864404038404040404034322840404040404040404040408080806060606060606060

2.象限：0～-16Vpeak-16-14-12-10-8-6-4-21415161718
19201128
293133
35
37
40
40

40
40
404040404040

3.象限：0～-16Vpeak-16-14-12-10-8-6-4-2-40-40-40-40-36-32-28-26-40-40-40-40-40-40-40-40-80-80-79-60-61-62-63-64

4.象限：0～+27Vpeak

2724201816141210864-16-17-20-21-22-24-26-29-32-36-40-32-34-38-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-50-50-70-71-72-73-74-75

2.レンジ：+27V/-16V
1.象限：0～+27Vpeak

A1110-40-QE-70-16Page8

出力電圧レンジ

出力電圧[Vpeak]最大連続出力電流[Adc]

最大連続出力電流[Aac_Peak]

出力ピーク電流（500ms, dc=5%[Adc]）

70
65
60
5550
4840
35
272420
1816
14
12
108
6
415
1515151412111040
40
38
40
40
40
40
40
34
32
28303232
31
2726
2220181716151514
1413
13
13
1360
60
60
60
60
60
60
60
80
80
80
80
80
80
80
80
80
8080

2.象限：0～-16Vpeak-16-14-12-10-8-6-4-214151617181920
1128
29
3133353740404040404040404040

3.象限：0～-16Vpeak-16-14-12-10-8-6-4-2-40-40-40-40-36-32-28-26-40-40-40-40-40-40-40-40-80-80-80-80-80-80-60-60

3.レンジ：+70V/-16V
1.象限：0～+70Vpeak

A1110-40-QE-70-16Page9出力電圧レンジ
3.レンジ：+70V/-16V
4.象限：0～+70Vpeak

A1110-40-QE-70-16

出力電圧[Vpeak]最大連続出力電流[Adc]

最大連続出力電流[Aac_Peak]

出力ピーク電流（500ms, dc=5%[Adc]）

706560555048403527242018161412108-7-7-8-9-9-10-11-13-16-17-20-21-22-24-26-29-32-14-15-16-17-18-19-22-26-32-34-38-40-40-40-40-40-40-30-30-30-30-30-30-40-40-40-40-40-40-60-60-60-80-80

Page107ブロック図A1110-40-QE-70-16

Page11

8

製品とオプション

以下のオプションは、製品のご注文と同時に承ります。お買い求めになった製品をアップグレードすることはできません。
製品名・オプション名
A1110-40-QE-70-16
Option-01:カスタム補償回路
Option-03:高安定ゲイン
Option-05:
内蔵アイソレーションアンプ
Option-06:
LAN インターフェイス
Option-10:
内部電流センサ
Option-11:電圧・電流表示

Option-12:出力抵抗調整
Option-14:過電圧保護機能

A1110-40-QE-70-16

概要
4 象限高速バイポーラ電源
特殊な負荷に対する追加の補償回路。本装置には標準で 5 つの補償回路が実装されています。
高安定ゲイン（±0.1％）
直列接続による電圧拡張時、コモンモードノイズ低減と安全性を確保します。
（A1340-C1 機能内蔵）
抜け防止機能付 LAN インターフェイス
電流センスをシャントから CT センサに変更
非接触測定により電流モニタ波形・DC 時のフィードバック特性向上
正面パネルへの電圧・電流デジタル表示
3.5 桁 LED
±2%（DC-50kHz, at フルスケールの 5%以上）
出力抵抗調整範囲：0～200mΩ
分解能：1mΩ、確度：0.5%
出力電圧を常に監視し、設定された電圧を超過すると出力を停止します。

Page12

9

改訂履歴
改訂番号2.0

日付
2020 年 3 月

A1110-40-QE-70-16

改訂内容
新規発行

Page1