テ ン シ ョ ン メ ー タmodel T300
取扱

説明書

本資料はプログラムバージョンV1.1*までに対応しています

目次
１．はじめに
２．配線
３．操作説明４．設定例
５．仕様
６．改定記録エ イ コ ー 測 器 株 式 会 社

SM-T300-C4

使用上の御注意
この度は弊社製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
設置・御使用にあたり、下記点に御注意下さい。
⑴ 必ず仕様に定められた範囲の電源電圧で御使用下さい。
特に、仕様より高い電圧を接続すると発火等の恐れがあり大変危険です。
配線時は、必ず電源電圧を確認して下さい。
⑵ 電源は、指定された端子に接続して下さい。
間違えて接続すると故障することがあります。
⑶ アース端子のある機種については、必ず Ｄ種接地（旧第３種接地）をして下さい。
アース配線をしないとケースに触れただけでも感電する恐れがあります。
⑷ 配線工事は、電気工事の専門家が行って下さい。
⑸ 防爆仕様と明記してある機種以外は、防爆区域では使用できません。
⑹ 本機の電源接続部分にはマークが貼ってあります。
通電中に触れると感電しますので充分御注意下さい。
⑺ 本機は、むやみに分解しないで下さい。 感電の恐れがあります。
⑻ 本機の内部に燃えやすい物、水、金属などが入らないように御注意下さい。
故障の原因になります。
⑼ 本製品の故障により、人命 又は 設備の重大な損失が予測される機械への適用に際しては、安全装置を設置して下さい。
⑽ 本機から異臭がする、煙りが出る等 異常なときは ただちに電源を切り、弊社サービス部門に御連絡下さい。

エ イ コ ー 測 器 株 式 会 社
大 阪 本 社

〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目18番27号
ＴＥＬ 06（6533）1801 ＦＡＸ 06（6538）3278

東京営業所〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-28（アクア神田ビル７階）
ＴＥＬ 03（5256）0055 ＦＡＸ 03（5256）0056 [2]松 本 工 場〒399-0033 松本市大字笹賀5652-41番地 大久保工場公園団地
ＴＥＬ 0263（25）7155 ＦＡＸ 0263（27）3641

松本臨空工場〒390-1242 松本市大字和田字南西原4010-14
ＴＥＬ 0263（40）2211 ＦＡＸ 0263（40）2233

１．はじめに
１－１．概要テンションメーター Ｔ３００は紙、布、繊維、フィルム、ゴム、金属などシート状の加工材料の走行中のテンションを表示するとともに、記録計・外部メーター・シーケンサ等に出力する装置です。
MODEMODE＜特徴＞●従来機種と比べて大幅に小型化したパネルマウントタイプ●テンション検出器はＬＳシリーズ及びＬＡシリーズ、いずれも接続可能●オートゼロ・オートスケール機能によりワンタッチで調整が可能●テンション信号はトータル（２系統）に加え、レフト側・ライト側を各々出力●出力は電圧出力・電流出力を選択可能、応答周波数も選択可能

１－２．設置（２）取り付け（１）パネルカット寸法
横方向に連続して並べる場合、最低７０ｍｍのピッチを設けて配置してください。

付属の取付金具を用いてパネルに取り付けます。
最大８ｍｍ厚のパネルまで取り付けができます。

70９２取付金具４５1２．配線

下記の外部配線図を参照して配線願います。

２－１．配線①LS型検出器の場合+EXC 赤T300

1

テンション検出器との配線は、LS型は４芯シールド線を使用し、シールド部分は５番端子に接続して下さい。

-SIG 黒
2-EXC 白3+SIG 緑4シールド線

5+EXC 赤6-SIG 黒147-EXC 白0v

158レフト出力+SIG 緑91610トータル１出力（制御出力）

0v

0v

1711ライト出力18AC85～264v
12トータル2出力（メータ出力）0v

192013②LA型検出器の場合
③黒1

レフト側

①赤

検出器との配線長が５０ｍを超える場合は弊社にお問い合わせ下さい。

23配線はM3圧着端子を使用し、端子の締め付けトルクは０．５～０．８N・ｍとし、確実に締め付けて下さい。

②白4シールド線

5電源部のアース線は必ず接地して下さい。

③黒6①赤7

ライト側
8②白92

テンション検出器との配線は、
LA型は３芯シールド線を使用し、シールド部分は５番端子に接続して下さい。

注意！
LA型は、線色の並びが従来の赤・白・黒の順番と違っています２－２．スイッチ設定

下図を参照してスイッチの設定を行います。

（１）電圧・電流出力の選択 SW1[裏面]

出力を電圧出力として使用する場合はスイッチをON、電流出力として使用する場合はOFFして下さい。

BIT
4321

OUTPUT ON OFF
RIGHT 電圧 電流
LEFT 電圧 電流
TOTAL2 電圧 電流
TOTAL１ 電圧 電流[2][2]（２）テンション検出器の選択 SW2

テンション検出器のタイプに応じてスイッチの設定を行います。
LS型はOFF、 LA型はON側にスイッチをセットして下さい。
LEFTとRIGHTは同じ設定として下さい。

[上面]BIT
OFFONLEFT
12LSLARIGHT34LSLA3

３．操作説明①数値表示器
テンション表示、設定値が表示されます
電源投入直後にバージョンを表示します[2]３－１．パネルの説明①②テンション表示単位ランプ
N、ｘ１０N、KN 設定された表示単位が点灯します②④③バー表示灯
テンションをバー表示します③⑤TOTAL

LEFT

⑥⑦
FULL
SCALE

⑧MODE

⑨

←

⑩DSP

▲

AUTO

▼

＊

④設定操作中ランプ
テンション表示モード以外のモードで動作している時に点灯します⑤表示内容識別ランプ
テンション表示モードで表示される内容に応じて点灯します⑬⑥[FULL SCALE]キー
テンション検出器のフルスケールを一時的に表示します⑫⑦[DSP]キー
表示内容を切り替えるキーです⑪⑧[MODE]キー
操作モードを切り替えるキーです⑪[▼]キー
設定数値を減少するキーです⑨[←]キー
数値の設定桁を変更するキーです⑫[＊]キー
設定値を登録するキーです⑩[▲]キー
設定数値を増加するキーです⑬[AUTO]キー
オートゼロ・オートスケール調整を実行する
キーです

ライトゼロ粗調整ボリューム[裏面]

レフトゼロ粗調整ボリューム[上面]

SW1：電圧・電流出力選択スイッチ

SW2：テンション検出器選択スイッチ

4

３－２．操作モードの切替え（１）モードの種類①テンション表示モード②校正モード③設定モード④詳細表示モード（２）操作モードの切替え①テンション表示モード
MODE

キーを押す

[MODE]キーを押すと、テンション表示モードと校正モードが交互に切り替わります。

②校正モード
MODE

キーを押す[プロテクト操作]▲▼

キーを同時に押す

不用意な操作から設定値を保護するためプロテクトを掛けています。

③設定モード

MODE

キーを押す

④詳細表示モード
MODE

キーを押す

校正モード[Fn]の状態で[▲][▼]キーを同時に押すとプロテクトが外れ、設定モードに移ることが出来るようになります。
設定モード[Pn]・詳細表示モード[Un]の状態で[▲][▼]キーを同時に押すことで、再びプロテクトを掛けることもできます。
電源を再投入するとプロテクト（３）テンション表示モードでの操作

FULL
SCALE

キー： テンション検出器のフルスケールを一時的に表示します

DSP

キー： 数値表示器の表示内容を切り替えます・トータル： レフト＋ライトの値
・レフト：
レフト側テンション値
・ライト：
ライト側テンション値
・出力値： 出力値
ランプで現在の表示内容が確認できます
OUTPUT

TOTAL

LEFT

RIGHT

OUTPU

5

３－３．校正モードの説明（１）校正モードの操作項目

テンション検出器とアンプを組み合せ、実際にテンションを掛けて校正を行います。
校正はゼロ調整とスケール調整をライト側、レフト側について、

No

操作項目

Fn00

レフトゼロ調整Fn01

ライトゼロ調整Fn02

レフトスケール調整

Fn03

ライトスケール調整

Fn04

オートスケール容量の設定

レフトゼロ調整キー▲

ライトゼロ調整▲キー

レフトスケール調整キー▲

ライトスケール調整
キー▲

オートスケール容量設定
値を設定する手順は、設定モードと同じになっています。

キーでは降順に変化します▼6

（２）ゼロ粗調整についてLA型テンション検出器を使用する場合のみ、ゼロ粗調整を行ってください。ＬＳ型の場合は不要です。
LA型はゼロ点を大きくずらせるように、ゼロ粗調整ボリュームを設けてあります。
予め、ゼロ調整を行う前に、テンション値がゼロ近傍になるように、ゼロ粗調整を行って下さい。
まず設定項 Ｐｎ００を操作して、電子ボリュームを初期化します。
Pn００を選択して 電子ボリュームの初期化を開始します。
＊キーゼロが表示されます。

←キー
１位桁が選択され点滅します。

▲

キー
１位数値が増え １になります。

＊キー
点滅が止まり、更に数秒してゼロに戻ります。
電子ボリュームの位置が初期値に戻されました。

＊キー
設定項目表示に戻ります

MODEキー
テンション表示モードに移します

ゼロ調整は検出器にテンションが掛からない状態で行います
レフト側、ライト側各々について粗調整ボリュームを回して、テンション表示がゼロ近傍になるよう調整します。
DSP

キーを押してレフト側、ライト側を切り替えます。

[上面]

ライト粗調整ボリューム

レフト粗調整ボリューム

7

ＳＷ２の設定も忘れずに！

（３）ゼロ調整

ゼロ調整は検出器にテンションが掛からない状態で行います

レフト側ゼロ調整はFn00を
ライト側ゼロ調整はFn01を開始します。
＊キー
ライトテンションが表示されます。

AUTO

キー
テンション表示がゼロに向かって急激に近づいて行きます。

速い点滅
キー

AUTO

テンション表示がゼロに徐々に近づきます。

遅い点滅
AUTO

キー
ゼロになったら[AUTO]
キーを押して調整を終了させます。

＊キー

設定項目表示に戻る（３）スケール調整
丈夫なテープ又はロープを用い、テンション検出ローラにウエイトを掛けます。
この時テンション検出ローラと前後のローラには、シートと同じパスで掛けて下さい。
使用するウエイトは、なるべく常用テンション値と同程度にして下さい。
ウエイトが使用できない場合は、バネ秤等を使用して下さい。

LS型
検出器
テンション検出ローラ[ウエイト]

8スケール調整はゼロ調整が終わってから行って下さい。
No内容

Fn04 オートスケール容量設定

初期値 最小値 最大値9990

備考

999 小数点の表示無し [2]

Ｆｎ０４[オートスケール容量設定]： キャリブレーション時にセットします。
スケール調整する際に、掛けたテンションの値をセットします。
小数点は表示されません。テンション表示から小数点を除いた数値をセットします。１０．０Ｎの場合は１００をセットします。 [2][スケール調整の目標値]
レフト側、ライト側各々の目標値は、[Fn04]オートスケール容量の設定値と、検出器の使用スタイルで変わります。
例として100Nのウエイトを掛けた場合、Fn04に100をセットします。
両持両側検出： [Fn04]の半分の値 ・・・・ 目標値は 50N
両持片側検出： [Fn04]の半分の値 ・・・・ 目標値は 50N
単独検出：[Fn04]の値 ・・・・ 目標値は 100N

レフト側スケール調整はFn02を
ライト側スケール調整はFn03を開始します。
＊キー
テンションが表示されます。

AUTO

キー
テンション表示が目標値に向かって急激に近づいて行きます。

速い点滅

AUTO

キー

テンション表示が目標値に徐々に近づ速い点滅 (Ver1.01) [1]
遅い点滅 (Ver1.11) [2]
AUTO

ver1.11以降は速い点滅ではなく、遅い点滅となります [2]キー
目標値になったら[AUTO]キーを押して調整を終了させます。

＊

キー

設定項目表示に戻る[目標に到達しない場合]
スケール調整でテンション表示が目標に近づくが到達しない場合はアンプゲインが不足しています、[Pn01]ゲイン切替スイッチの設定を１つ高めて下さい。
尚、[Pn01]の設定を変えるとゼロ点がずれますので、再度ゼロ調整から行ってください。

9

３－４．設定・詳細表示モードの説明（１）設定モードでの操作

設定項目番号００▲

項目番号は、[▲] キーを押すと昇順に、また[▼]キーを押すと降順に変化します。

キー

項目番号が１増える＊[＊]キーを押すと設定値が表示されます。

キー[←]キーを押すと１位桁が点滅して変更状態に入ります。

設定値が表示される←キー１位桁が選択され点滅する←キー[▲]キーと[▼]キーで値を変更します。
[←]キーで設定桁が移ります。
再度[＊]キーを押すと設定値が登録され、変更状態から抜けます。

桁を１０位にする▲[＊]キーを押す前に[MODE]キーを押すと値を登録せずに、変更状態から抜けます。

キー

１０位数値が１増える

＊キー

MODE

値が変更されない

設定値が確定する
そのまま・・・
項目番号表示に戻る（２）詳細表示モードでの操作

設定項目番号００▲

キー

項目番号は、[▲] キーを押すと昇順に、また[▼]キーを押すと降順に変化します。

項目番号が１増える＊

キー[＊]キーを押すと値が表示されます。

値が表示される＊キー

キー

再度[＊]キーを押すと項目番号表示に戻ります。

項目番号表示に戻る

10

４．設定例
４－１．設定項の説明
No

内容Pn00

電子ボリューム初期化0010→1の設定変更で初期化

１０位：レフト側ゲイン切替スイッチ00

30:x1, 1:x3.4, 2:x5.6, 3:x7.9

１位：ライト側ゲイン切替スイッチ00

30:x1, 1:x3.4, 2:x5.6, 3:x7.9

Pn02

使用スタイル00

40:両, 1:R両片, 2:L両片, 3:R片, 4:L片Pn03

検出器タイプ10

10:LA型, 1:LS型

10位桁： 単位0020:N, 1:x10N, 2:KN

1位桁： 小数点

00

20:xxx, 1:xx.x, 2:x.xx

Pn05

フルスケール999

1999

小数点の表示無し [2]Pn06

表示フィルタ0.16

0.01

9.99Hz

1000200% （100%にて10V）・・・Ver1.01

99.9

099.9% （99.9%にて10V）・・・Ver1.11以降 [2]1000200% （100%にて10V）・・・Ver1.01

99.9099.9% （99.9%にて10V）・・・Ver1.11以降 [2]1000200% （100%にて10V）・・・Ver1.01

99.9099.9% （99.9%にて10V）・・・Ver1.11以降 [2]

Pn01

Pn04

Pn07 トータル１出力スケール
Pn08 トータル２出力スケール

初期値 最小値 最大値

備考

Pn09

レフト・ライト出力スケール

Pn10

トータル１出力フィルタ

7.20

0.01

9.99

Hz

Pn11

トータル２出力フィルタ

0.160.01

9.99

HzPn12 レフト・ライト出力フィルタ 7.200.01

9.99HzPn13

全設定値初期化

009990→123の設定変更で初期化

Pn14出力電圧仕様 [2]00111

100位：ﾄｰﾀﾙ1、10位：ﾄｰﾀﾙ2、1位：ﾚﾌﾄ+ﾗｲﾄ

Ｐｎ００[電子ボリューム初期化]： 電子ボリュームの初期化をします。
設定値を０から１に変更することで初期化されます。
初めて調整を行う際は必ず初期化をしてください。
Ｐｎ０１[ゲイン切替スイッチ]： アンプの感度を切替えます。
１０位の値でレフト側を、１位の値でライト側をセットします。
標準感度は、LA型は１：ｘ３．４倍、 LS型は０：ｘ１倍です。
Ｐｎ０２[使用スタイル]： テンション検出器の使用スタイルをセットします。 [1]０：両持両側検出、１：両持片側（ライト側）検出
２：両持片側（レフト側）検出、 ３：片持（ライト側）、 ４：片持（レフト側）
両持両側検出 ・・・ 両持ちロールで両側に検出器を設けるタイプ
両持片側検出 ・・・ 両持ちロールで片側にだけ検出器を設けるタイプ
片持検出・・・ 片持ちロールタイプ
Ｐｎ０３[検出器タイプ]： ＬＡ型は０を、ＬＳ型は１をセットします。
Ｐｎ０４[単位と小数点表示]：１０位の値で表示の単位をセットします。 ０：N、 １：x10N、 ２：KN
１位の値で小数点位置をセットします。 ０：ｘｘｘ、 １：ｘｘ．ｘ、 ２：ｘｘ．ｘ
Ｐｎ０５[フルスケール]： 検出器の容量をセットします。小数点は表示されません。
希望するテンション表示から小数点を除いた数値をセットします。
５０．０Ｎの場合は５００をセットします。 [2]Ｐｎ０６[表示フィルタ]： 表示するテンションの応答をセットします。
Ｐｎ０７[トータル１出力スケール]： 出力１のレベル調整です。
Ｐｎ０８[トータル２出力スケール]： 出力２のレベル調整です。
Ｐｎ０９[レフト・ライト出力スケール]： レフト及びライト出力のレベル調整です。
スイッチＳＷ１で電圧出力を選択した場合は１００％で１０ｖを出力します。
スイッチＳＷ１で電流出力を選択した場合は１００％で１ｍＡを出力します。
Ver1.11以降は９９．９％の設定で１０ｖ、１ｍAを出力します。[2]Ｐｎ１０[トータル１出力フィルタ]： 出力１の応答調整です。
アナログメータを振らせる場合には遅い設定にします。
Ｐｎ１１[トータル２出力フィルタ]： 出力２の応答調整です。
Ｐｎ１２[レフト・ライト出力フィルタ]： レフト及びライト出力の応答調整です。
Ｐｎ１３[全設定値初期化]： 全設定項の内容を初期値に戻します。
設定値を０から １２３ に変更することで初期化されます。
Pn14[出力電圧仕様]： アナログ出力のスタイルを選択します [2]100位：ﾄｰﾀﾙ1、10位：ﾄｰﾀﾙ2、1位：ﾚﾌﾄ+ﾗｲﾄ で指定します。
0：0～可変電圧(Pn07 Pn08 Pn09で指定）, 1：1～5vです。

11

４－２．表示項の説明
No内容

Un00

レフト側ゼロオフセット

00±999（内部単位）

Un01

ライト側ゼロオフセット

00±999（内部単位）

Un02

レフト側スケールオフセット

00±999（内部単位）

Un03

ライト側スケールオフセット

00±999（内部単位）

Un04

レフト側ゼロDP値

1280256（内部単位）Un05

ライト側ゼロDP値

1280256（内部単位）

Un06

レフト側スケールDP値

2200256（内部単位）

Un07

ライト側スケールDP値

2200256（内部単位）

Un08

レフト側生テンション

001999（内部単位）

Un09

ライト側生テンション

001999（内部単位）

Un10

レフト側平均テンション

001999（内部単位）

Un11

ライト側平均テンション

001999（内部単位）

Un12

バージョン番号表示

*.**

0.00

9.99

（内部単位）

Un13

未使用

Un14

未使用

Un15

未使用

初期値 最小値 最大値

備考

ユニット内の状態を表示します。
これらの項目は、通常は確認する必要がありません
キャリブレーションなどが正常に出来なかった場合に確認します。
Ｕｎ００[レフト側ゼロオフセット]： オフセット値を表示します。
Ｕｎ０１[ライト側ゼロオフセット]：Ｕｎ０２[レフト側スケールオフセット]：Ｕｎ０３[ライト側スケールオフセット]：
電子ボリュームはステップ状に変わるので細かな調整をするために、微調整用にオフセットを設け、計算による補正を行っています。
スケールオフセット機能はVer1.01までは対応しておりません。
Ver1.02にて対応しました。
Ｕｎ０４[レフト側ゼロDP値]： 電子ボリュームの位置を表示します。
Ｕｎ０５[ライト側ゼロDP値]：
Ｕｎ０６[レフト側スケールDP値]：
Ｕｎ０７[ライト側スケールDP値]：
テンション検出回路に電子的に位置の変わるボリュームを使っています。
ワーパー位置を表し、ゼロ調整用は数値が大きいほどプラス方向にシフト、スケール調整用は数値が大きいほど感度が下がります。
Ｕｎ０８[レフト側生テンション]：
Ｕｎ０９[ライト側生テンション」：
Ｕｎ１０[レフト側平均テンション]：
Ｕｎ１１[ライト側平均テンション]：平均化する前と後のテンションを表示します
Ｕｎ１２[バージョン番号表示]： プログラムのバージョン番号を表示します。

12

４－３．設定例１ ・・・ LA-1Fを使った両持検出の場合テンション検出器： LA-1F型
フルスケール： ３００N
使用スタイル： 両持両側検出
トータル出力１： 制御に使用、 出力電圧 5v/fs
トータル出力２： 外部アナログメータを接続、 500μA計
オートスケール荷重： ２００N ・・・スケール調整時に掛ける荷重[SW1] Bit2のみOFF（電流出力） 他は全てON（電圧出力）[SW2] 全ビットON（LA型）[Pn01] ゲイン切替 ＝ １１ （LA型の標準値）[Pn02] 使用スタイル ＝ 0 （両持両側検出）[Pn03] 検出器タイプ ＝ 0 （LA型）[Pn04] １０位 ＝ ０ （N)、１位 ＝ １（***）[Pn05] フルスケール ＝ ３００ （N)[Pn07] トータル１出力スケール ＝ ５０．０ （％） ・・・ ５ｖ/fs[Pn10] トータル出力１フィルタ ＝ ７．２０ （Hz） ・・・ 制御に使用[Pn08] トータル出力２スケール ＝ ５０．０ （％） ５００μA[Pn11] トータル出力２フィルタ ＝ ０．１６ （Hz） ・・・外部アナログメータ接続

４－４．設定例２ ・・・ LS-0を使った片持検出の場合テンション検出器： LS-0型
フルスケール： ５０N
使用スタイル： 片持（レフト側）検出
トータル出力１： 制御に使用、出力電圧 5v/fs
トータル出力２： 記録計用、出力電圧 5v/fs
オートスケール荷重： ５０N ・・・スケール調整時に掛ける荷重[SW1] 全てON（電圧出力）[SW2] 全ビットOFF（LS型）[Pn01] ゲイン切替 ＝ ００ （LS型の標準値）[Pn02] 使用スタイル ＝ ４ （片持レフト側検出） [1][Pn03] 検出器タイプ ＝ １ （LS型）[Pn04] １０位 ＝ ０ （N）、１位 ＝ １(**．*）[Pn05] フルスケール ＝ ５００ ・・・小数点は表示されません [2][Pn07] トータル１出力スケール ＝ ５０．０ （％） ・・・ ５ｖ/fs[Pn10] トータル出力１フィルタ ＝ ７．２０ （Hz） ・・・ 制御に使用[Pn08] トータル出力２ ＝ ５０．０ （％） ５ｖ[Pn11] トータル出力２ ＝ ７．２０ （Hz） ・・・ 記録計用
[Fn04] オートスケール容量 ＝ ５００・・・小数点は表示されません [2]13５．仕様
５－１．仕様項目
テンション検出テンション出力電源
質量寸法（W x H x D）
取付穴寸法（W x H)
ノイズ耐量
使用雰囲気
取付け耐振動
耐衝撃
使用周囲温度
使用周囲湿度仕様
LA型及びLＳ型張力検出器に対応
両持両側検出、両持片側検出、単独検出方式に対応
オートゼロ・オートスケール機能付き
トータル（２系統）、レフト及びライト出力
０～１０ｖ（可変）電圧出力、０～１ｍA（可変）電流出力
１～５ｖ電圧出力 より選択
応答周波数 ０．０１～９．９９Ｈｚ 変更可
電圧AC８５～２６４ｖ、５０／６０Ｈｚ、消費電力 ３０VA
約 1Kg
48 x 96 x 140ｍｍ （端子台含む165mm）
45 x 92ｍｍ
電源ノイズ：１２００Ｖｐ－ｐ、パルス幅：１μsec、１ｎsec
ケーブルノイズ：５００Ｖｐ－ｐ、パルス幅：１μsec、１ｎsec
静電気ノイズ：８０００ｖ以上、１０回
腐食性ガスのないこと
パネル取付け振動数：１０～５５Ｈｚ、振動の大きさ：振幅０．０７５ｍｍ、ＸＹＺ各方向１０サイクル
ピーク加速度：１５Ｇ、作用時間：１１ｍsec、ＸＹＺ各方向１回０～５０℃
３０～９０％（結露のないこと）

14

５－２．外形寸法15６．改定記録（１）SM-T300-B
本文中[1]マーク①誤記訂正
・３－３（３）スケール調整： ＡＵＴＯキーを２度押した際の表示説明を”遅い点滅”から”速い点滅のまま”に変更
・４－１設定項： Ｐｎ０２[使用スタイル]でレフトとライトの表示が逆、入れ替える②設定項の説明文を追加（２）SM-T300-C
SM-T300-C: 本文中[2]マーク①横書き表記を縦書きに変更した。
②プログラムVer1.01→Ver1.11 改定に伴う変更
・３－３（３）スケール調整： ＡＵＴＯキーを２度押した際のｽｹｰﾙ微調機能を追加した。
これによりＡＵＴＯキーを２度押した際の表示説明を”速い点滅”から”遅い点滅”に表現を変更した。(Ver1.02)
・電源投入後しばらく数値表示器にバージョンを表示する。(Ver1.02)・出力電圧を細かく調整できるようにするため設定単位を0.1%に変更した。(Ver1.07)
・設定項で小数点を含む設定で表示が乱れるﾐｽを修正した。(Ver1.07)
・アナログ出力のスタイルに1～5v/fsを追加した、Pn14[出力電圧仕様] (Ver1.11)
SM-T300-C1：③２－２．スイッチ設定 （１）電圧・電流出力の選択 ＳＷ１の表中
Bit2：TOTAL1とBit1：TOTAL2 は誤り、Bit2：TOTAL2とBit1：TOTAL1 に修正した。
SM-T300-C２：④３－３（３）．校正モードの説明
Fn04設定値について説明を追加した。
⑤４－１．設定項の説明
Pn05設定値について説明を追加した。
⑥４－４．設定例２[Pn05]フルスケール及び[Fn04]オートスケール容量の設定項について説明を追加した。
SM-T300-C３：⑦東京営業所 移転に伴う住所変更
SM-T300-C4：⑧４－１．設定項の説明文 及び 表紙説明文に印刷されない部分があったため、修正した。
⑨３－３（３）ゼロ調整及び（４）スケール調整
調整開始時のFn番号の説明を追加した。

16