テンションメーター
ｍｏｄｅｌ Ｔ７００
取扱説明書

目次
１．機能概要
２．設置
３．配線
４．各部名称５．操作説明６．パラメータ
７．使用例
８．校正モード
９．従来機からの置換
１０．仕様
１１．改訂記録

エイコー測器株式会社

SM-T700-B１

使用上の御注意
この度は弊社製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
設置・御使用にあたり、下記点に御注意ください。
（１） 必ず仕様に定められた範囲の電源電圧で御使用ください。
特に、仕様より高い電圧を接続すると発火等の恐れがあり大変危険です。
配線時は、必ず電源電圧を確認してください。
（２） 電源は、指定された端子に接続してください。
間違えて接続すると故障することがあります。
（３） アース端子のある機種については、必ずＤ種接地（旧第３種接地）をしてください。
（４） 配線工事は、電気工事の専門家が行ってください。
（５） 防爆仕様と明記してある機種以外は、防爆区域では使用できません。
（６） 本機の電源接続部分にはマークが貼ってあります。
通電中に触れると感電しますので充分御注意ください。
（７） 本機は、むやみに分解しないでください。感電の恐れがあります。
（８） 本機の内部に燃えやすい物、水、金属などが入らないように御注意ください。
故障の原因になります。
（９） 本製品の故障により、人命又は設備の重大な損失が予測される機械への適用に際しては、安全装置を設置してください。
（１０） 本機から異臭がする、煙りが出る等異常なときはただちに電源を切り、
弊社サービス部門に御連絡ください。

エイコー測器株式会社
大阪本社〒５５０－００１５ 大阪府大阪市西区南堀江１－１８－２７
ＴＥＬ ０６（６５３３）１８０１ ＦＡＸ ０６（６５３８）３２７８

東京営業所〒１０１－００４１ 東京都千代田区神田須田町１－２８（VORT神田Ⅲ７階）
ＴＥＬ ０３（５２５６）００５５ ＦＡＸ ０３（５２５６）００５６

松本工場〒３９９－００３３ 長野県松本市大字笹賀５６５２－４１
ＴＥＬ ０２６３（２５）７１５５ ＦＡＸ ０２６３（２７）３６４１

松本臨空工場 〒３９０－１２４２ 長野県松本市大字和田南西原４０１０－１４
ＴＥＬ ０２６３（４０）２２１１ ＦＡＸ ０２６３（４０）２２３４

2

１．機能概要
テンションメーターＴ７００は紙、布、繊維、フィルム、ゴム、金属などシート状の加工材料の走行中のテンションを表示するとともに、記録計・外部メーター・
シーケンサ等に出力する装置です。
＜特徴＞●小型のパネルマウントタイプ。
●テンション検出器はＬＳＰシリーズ及びＬＡシリーズ、いずれも接続可能。
●オートゼロ・オートスケール機能によりワンタッチで調整が可能。
●テンション信号はトータル・レフト・ライトを混在して合計４つのアナログ出力が可能。
出力内容は電圧出力・電流出力・４～２０ｍＡ電流出力を選択可能、応答周波数も設定可能。

＜従来機Ｔ３００と比べて＞●A/D変換の精度を高め、テンション表示の桁数を３桁から４桁に増やしました。
●テンション表示にゼロサプレス機能と最下位桁の変動を抑える機能を追加しました。
●４～２０mA電流出力を追加しました。
●４系統の各アナログ出力からトータルテンション値を出力できるようにしました。
●ノイズ対策を強化しました。
●プラスチックケースを採用して従来比６５％の軽量化をしました。
●配線が端子台からコネクタに変わりました。
●バランス調整ボリューム（Ｔ３００におけるゼロ祖調整ボリューム）を上面から裏パネルに移して調整し易くしました。
●将来的にＩｏＴ機能を実装します。

3

２．設置
２－１．パネルカット寸法
カット寸法は ４５ｘ９２ｍｍになります。
連続して並べる場合、横方向には最低７０ｍｍ、縦方向には最低１２０ｍｍのピッチを設けます。

また壁面とは最低３０ｍｍの隙間を設けて下さい。

２－２．取り付け
付属の取付金具を用いてパネルに取り付けます。
高温多湿、腐食性ガス、振動の大きい場所は避けて下さい。
最大８ｍｍ厚のパネルまで取り付けができます。
ケースが変形しますので金具の締め付けトルクは ０．３Ｎ・ｍ以下として下さい。

4

３．配線
３－１．テンション検出器との接続（１）ＬＳＰ型テンション検出器の場合

・線色の並びは 赤・黒・白・緑 の順番です。
・テンション検出器との配線は、ＬＳＰ型テンション検出器は４芯シールド線を使用し、シールド部分はそれぞれ９番と１０番に必ず接続して下さい。
・テンション検出器との配線長が５０ｍを超える場合は弊社にお問い合わせ下さい。
・先端を１０ｍｍストリップした電線を、釦をマイナスドライバで押しながらコネクタ内に確実に挿入して下さい。

（２）ＬＡ型テンション検出器の場合

・Ｔ３００より古い機種では線色の並びが、赤・白・黒となっていました。
Ｔ７００は、黒・赤・白の順番に変わっていますのでご注意願います。
・テンション検出器との配線は、ＬＡ型テンション検出器は３芯シールド線を使用し、シールド部分はそれぞれ９番と１０番端子に必ず接続して下さい。
・テンション検出器との配線長が５０ｍを超える場合は弊社にお問い合わせ下さい。
・先端を１０ｍｍストリップした電線を、釦をマイナスドライバで押しながらコネクタ内に確実に挿入して下さい。

5

３－２．外部機器との接続

・ノイズ対策のため、出力線にはシールド線やツイスト線の使用をお勧めします。
・4系統の出力の０Ｖは全て共通になっています。
絶縁が必要な場合はアイソレーションアンプをご使用願います。
・各出力にはノイズ対策部品を付けて回路を保護していますが、配線長が長かったり、ノイズの大きな環境下では出力回路がダメージを受けることがあります。
この様な場合はアイソレーションアンプ等を入れると効果があります。
・先端を１０ｍｍストリップした電線を、釦をマイナスドライバで押しながらコネクタ内に確実に挿入して下さい。
・テンション検出器用コネクタは取り外すことができます。

３－３．電源との接続

・電源コネクタのＦＧは接地して下さい。
ノイズによる影響を受けるような場合、環境によっては FG線を浮かすと効果がある場合もあります。
・先端を１０ｍｍストリップした電線を、釦をマイナスドライバで押しながら コネクタ内に確実に挿入して下さい。
・電源コネクタは取り外すことができます。

6

３－４．検出器接続用コネクタピンアサイン

①

②

⑰

⑱

３－５．電源コネクタピンアサイン

AC（L）
AC（N）
FG

7

３－６．内部ブロック図8

４．各部名称

数値表示器① テンションや設定値が表示されます。
電源投入直後はバージョンを表示します。
４桁表示時のマイナスランプ② テンションが４桁のマイナス値を表示する時にマイナスを表わすランプが点灯します。
表示内容識別ランプ③ テンション表示内容に応じて点灯します。
また、調整中の際に点滅します。
テンション表示単位ランプ④ Ｎ、ｘ１０Ｎ、ＫＮ設定された表示単位が点灯します。
バー表示灯⑤ テンションをバー表示します。
[ＦＵＬＬ ＳＣＡＬＥ]キー⑥ テンション検出器のフルスケールを一時的に表示します。
[ＭＯＤＥ]キー⑦ 操作モードを切り替えるキーです。
[←]キー⑧ 数値の設定桁を変更するキーです。
[▲]キー⑨ 設定値を増加するキーです。
[▼]キー⑩ 設定値を減少するキーです。
[DSP]キー⑪ 表示内容を切り替えるキーで、押すごとに切り替わります。
[ＡＵＴＯ]キー⑫ オートゼロ・オートスケール調整を実行する
キーです。
[＊]キー
⑬ 設定値を登録するキーです。
データを表示させる時も使います。

４－１．前パネル

４－２．後ろパネル⑭⑮⑯⑭ イーサネットコネクタ
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑

ＳＷ１,ＳＷ２：⑮ 電圧・電流出力選択スイッチ
テンション検出器選択スイッチ
テンション検出器接続用コネクタ⑯ ピンアサインは３－４を参照。
⑰ オプション通信カード用スペース
ＳＷ３：⑱ 出力１の4-20mA出力選択スイッチ
ライト側バランス調整ボリューム⑲ Ｔ３００におけるライト側ゼロ祖調整ボリューム
レフト側バランス調整ボリューム⑳ Ｔ３００におけるレフト側ゼロ祖調整ボリューム
電源コネクタ㉑ ピンアサインは３－５を参照。

9

４－３．出力設定 (電流出力・電圧出力の切替について)
ＳＷ１のＢＩＴ１～４で出力１～４の出力方式を設定します。
出力１はＢＩＴ１で、出力２はＢＩＴ２で、出力３はＢＩＴ３で、出力４はＢＩＴ４で出力方式を設定します。
ＯＮすると電圧出力、ＯＦＦすると電流出力になります。
ＳＷ１（ＯＮ：右側にスライド、ＯＦＦ：左側にスライド）[裏面]

出力 割付ＢＩＴ
１
１
２
２
３
３
４
４

電圧出力
ＯＮ
ＯＮ
ＯＮ
ＯＮ

電流出力
ＯＦＦ
ＯＦＦ
ＯＦＦ
ＯＦＦ

SW２
SW１

４－４．出力１における４～２０ｍＡ出力切替設定
出力１は出力２～４と異なり、０～１０Ｖの電圧出力・０～１ｍＡの電流出力に加えて４～２０ｍＡの電流出力が可能です。
ＳＷ３のスイッチをＯＮすると出力１は４～２０ｍＡの電流出力になります。ＳＷ３のスイッチがＯＮしていればＳＷ１のＢＩＴ１の設定に関係なく４～２０ｍＡの電流出力になります。
ＳＷ３のスイッチをＯＦＦすると出力１はＳＷ１のＢＩＴ１の設定により０～１０Ｖの電圧出力または０～１ｍＡの電流出力になります。

[裏面]

SW３

ＳＷ３（ＯＮ：右側にスライド、ＯＦＦ：左側にスライド）

０～１０Ｖの電圧出力
または０～１ｍＡの電流出力

４～２０ｍＡの電流出力

ＯＦＦ

ＯＮ

10

。

４－５．出力１～４のレベル調整
出力１～４の電圧出力または電流出力はＰｎ０９～Ｐｎ１２で出力のレベルを指定することが可能です。出力１はＰｎ０９で、出力２はＰｎ１０で、出力３はＰｎ１１で、出力４はＰｎ１２で出力のレベルを指定します。
Ｐｎ０９～Ｐｎ１２の指定したレベルで出力する場合はＰｎ０８の出力１～４に該当する桁の設定を０に設定して下さい。
No

内容

初期値 最小値 最大値

Pn08

出力電圧仕様

0000

0000

1111

Pn09

出力１スケール(%)

099.9 000.0 099.9

Pn10
Pn11
Pn12

出力２スケール(%)
出力３スケール(%)
出力４スケール(%)

099.9 000.0 099.9
099.9 000.0 099.9
099.9 000.0 099.9

備考
アナログ出力の出力仕様を選択します。
1000位：出力４、100位：出力３、10位：出力2、1位：出力１
0： 0～可変電圧仕様 (Pn09～Pn12で指定した値）
1： 1～5v仕様
出力１のレベル調整です。
99.9%で10V/fs(1mA/fs)を出力します。
50.0%で5V/fs(500µA/fs)を出力します。
出力２のレベル調整です。
出力３のレベル調整です。
出力４のレベル調整です。

４－６．テンション検出器の選択設定
ＳＷ１のＢＩＴ５～８とＳＷ２のＢＩＴ１ ～４でテンション検出器のタイプに応じてスイッチの設定を行います。
ＬＳＰ型テンション検出器はＳＷ１のＢＩＴ５～８をＯＦＦ、ＳＷ２のＢＩＴ１ ～４をＯＮして下さい。
ＬＡ型テンション検出器はＳＷ１のＢＩＴ５～８をＯＮ、ＳＷ２のＢＩＴ１ ～４をＯＦＦして下さい。
※ＳＷ２のＢＩＴ１ ～４は、ＬＳＰ型テンション検出器でテンション検出器から入り込むノイズを軽減する機能です。ＬＳＰ型テンション検出器ではＯＮ、ＬＡ型テンション検出器では必ずＯＦＦして下さい。

ＯＮ：右側にスライド、ＯＦＦ：左側にスライド
ＳＷ

１

２

割付ＢＩＴ
５
６
７
８
１
２
３
４

ＬＳＰ型テンション検出器 ＬＡ型テンション検出器
選択時
選択時
ＯＦＦ
ＯＦＦ
ＯＦＦ
ＯＦＦ
ＯＮ
ＯＮ
ＯＮ
ＯＮ

ＯＮ
ＯＮ
ＯＮ
ＯＮ
ＯＦＦ
ＯＦＦ
ＯＦＦ
ＯＦＦ

11

５．操作説明５－１．操作モードの切替え（１）モードの種類①テンション表示モード②校正モード③設定モード④詳細表示モード（２）操作モードの切替え[ＭＯＤＥ]キーを押すと、テンション表示モードと校正モードが交互に切り替わります。

[プロテクト操作]
不用意な操作から設定値を保護するためプロテクトを掛けています。
校正モード[Ｆｎ]の状態で[▲][▼]キーを同時に押すとプロテクトが外れ、設定モードに移ることが出来るようになります。
設定モード[Ｐｎ]・詳細表示モード[Ｕｎ]の状態
で[▲][▼]キーを同時に押すことで、再びプロ
テクトを掛けることもできます。
電源を再投入するとプロテクトが掛かります。

５－２．テンション表示モードの操作[ＦＵＬＬ ＳＣＡＬＥ]キーを押すと一時的にテンション検出器のフルスケールが表示されます。
[DSP]キーを押すと表示されるテンションの内容が切り替わります。

DSP

TOTAL

LEFT

RIGHT

SET

数値表示器に表示されている内容を示します。
・TOTAL点灯 ： トータルテンション表示
・LEFT点灯 ： レフトテンション表示
・RIGHT点灯 ： ライトテンション表示
・SET点滅： テンションを表示していない

12

５－３．設定・詳細表示モードの操作（１）設定モードの操作
項目番号は、[▲] キーを押すと昇順に、
また[▼]キーを押すと降順に変化します。

[＊]キーを押すと設定値が表示されます。
[←]キーを押すと１位桁が点滅して変更状態に入ります。
[▲]キーと[▼]キーで値を変更します。
[←]キーで設定桁が移ります。
再度[＊]キーを押すと設定値が登録され、変更状
態から抜けます。
[＊]キーを押す前に[ＭＯＤＥ]キーを押すと値を登録せずに、変更状態から抜けます。

項目番号を表示中に[DSP]キーを押すと設定内容を示す略記号が一時的に表示されます。

13

（2）詳細表示モードの操作
項目番号は、[▲] キーを押すと昇順に、
また[▼]キーを押すと降順に変化します。

[＊]キーを押すと値が表示されます。

再度 [＊]キーを押すと項目番号表示に戻ります。

項目番号を表示中に[DSP]キーを押すと表示内容を示す略記号が一時的に表示されます。

14

６．パラメータ
６－１．設定パラメータ
No
Pn00

Pn01

内容
電子ボリュームの初期化

アンプゲイン切替スイッチ

初期値 最小値 最大値
0000

0000

0000

0000

備考

0001

設定値を０から１に変えて登録操作をすることで初期化され０に戻ります。
Pn17全設定値初期化を実行しても同様に初期化されます。

0033

１０位の値でレフト側アンプの感度を切替えます。
0: x1倍, 1: x3.4倍, 2: x5.6倍, 3: x7.9倍
標準感度は、LA型テンション検出器は１：ｘ３．４倍、 LSP型テンション検出器は０：ｘ１倍です。
１位の値でライト側アンプの感度を切替えます。
0: x1倍, 1: x3.4倍, 2: x5.6倍, 3: x7.9倍
標準感度は、LA型テンション検出器は１：ｘ３．４倍、 LSP型テンション検出器は０：ｘ１倍です。
1000位：端数処理の有無 ０：処理無し、１：処理有り（標準は１）テンション表示の最小桁のバラつきを抑える処理です。

Pn02

使用スタイル

1110

0000

1114

Pn03

検出器タイプ

0001

0000

0001

Pn04

テンション表示の単位と小数点位置

0000

0000

0023

Pn05

フルスケール

9999

0001

9999

Pn06

表示フィルタ (Hz)00.16 00.01 09.99

Pn07

出力内容選択

0000

0000

2222

Pn08

出力電圧仕様

0000

0000

1111

Pn09

出力１スケール(%)

099.9 000.0 099.9

Pn10
Pn11
Pn12

出力２スケール(%)
出力３スケール(%)
出力４スケール(%)

099.9 000.0 099.9
099.9 000.0 099.9
099.9 000.0 099.9

Pn13

出力１フィルタ(Hz)07.20 00.01 09.99

Pn14
Pn15
Pn16

出力２フィルタ(Hz)
出力３フィルタ(Hz)
出力４フィルタ(Hz)07.20 00.01 09.99
07.20 00.01 09.99
07.20 00.01 09.99

Pn17

全設定値初期化

0000

0000

0999

100位：ゼロサプレス処理の有無
０：処理無し １：処理有り（標準は１）テンション表示の不要なゼロ表示を消す処理です。
10位：平均化付きAD変換処理の有無
０：処理無し、１：処理有り（標準は１）
AD変換時に一緒に平均化を行う処理です。
1位：テンション検出器の使用スタイルをセットします。
０：両持両側検出、
１：両持片側（ライト側）検出、２：両持片側（レフト側）検出、
３：片持（ライト側）、４：片持（レフト側）
両持両側検出・・・両持ちロールで両側にテンション検出器を設けるタイプ
両持片側検出・・・両持ちロールで片側のみテンション検出器を設けるタイプ
片持検出・・・片持ちロールタイプ
ＬＡ型テンション検出器は０を、ＬＳP型テンション検出器（旧LS型テンション
検出器も含む）は１をセットします。
10位： テンション表示の単位をセットします。
0:N, 1:x10N, 2:KN
1位： テンション表示の小数点位置をセットします。
0: XXXX, 1: XXX.X, 2: XX.XX, 3: X.XXX
例として 50.0 と表示させたいときは 1: XXX.X を選択します。
テンション検出器の容量を設定します。予めPn04で小数点位置をセットしてから容量を設定して下さい。
４桁目に1～9の値をセットすることで４桁表示になります。
テンション表示の応答周波数をセットします。
アナログ出力の出力内容を選択します。
1000位：出力４、100位：出力３、10位：出力2、1位：出力１
0： トータル値、1： レフト値、２：ライト値
アナログ出力の出力仕様を選択します。
1000位：出力４、100位：出力３、10位：出力2、1位：出力１
0： 0～可変電圧仕様 (Pn09～Pn12で指定した値）
1： 1～5v仕様
出力１のレベル調整です。
99.9%で10V/fs(1mA/fs)を出力します。
50.0%で5V/fs(500µA/fs)を出力します。
出力２のレベル調整です。
出力３のレベル調整です。
出力４のレベル調整です。
出力１の応答調整です。 制御に使うには 7.20Hzが、アナログメータを振らせるには 0.16Hzが適当です。
出力２の応答調整です。
出力３の応答調整です。
出力４の応答調整です。
全設定項の内容を初期値に戻します。
設定値を０から １２３ に変更登録することで初期化されます。

・・・

15

６－１．設定パラメータ
No

内容

Pn30

ポート番号の上位２桁を設定

初期値 最小値 最大値
0000

0000

0065

5桁設定（〇〇△△△）の内、上位２桁〇〇を設定します。

備考

Pn31

ポート番号の下位３桁を設定

0000

0000

0535

5桁設定（〇〇△△△）の内、下位３桁△△△を設定します。

Pn32 IPアドレスの第１オクテットを設定 0192

0000

0255

IPアドレス（●.▲.■.◆）の内、●を設定します。

Pn33 IPアドレスの第２オクテットを設定 0168

0000

0255

IPアドレス（●.▲.■.◆）の内、▲を設定します。

Pn34 IPアドレスの第３オクテットを設定 0001

0000

0255

IPアドレス（●.▲.■.◆）の内、■を設定します。

Pn35 IPアドレスの第４オクテットを設定 0001

0000

0255

Pn36

0000

0001

IPアドレス（●.▲.■.◆）の内、◆を設定します。
接続するIoTの接続機器を選択します。
0： IoT未使用、1：PC

IoT 接続相手選択

0000

６－２．表示パラメータ
ユニット内の状態を表示します。これらの項目は、通常は確認する必要がありません、
キャリブレーションなどが正常に出来なかった場合の確認用です。
No

内容

初期値 最小値 最大値

Un00

レフト側ゼロオフセット

0000 -0999 0999

Un01
Un02
Un03

ライト側ゼロオフセット
レフト側スケールオフセット
ライト側スケールオフセット

0000 -0999 0999
0000 -0999 0999
0000 -0999 0999

Un04

レフト側ゼロDP値

0128

0000

0256

Un05

ライト側ゼロDP値

0128

0000

0256

Un06

レフト側スケールDP値

0220

0000

0256

Un07

ライト側スケールDP値

0220

0000

0256

Un08
Un09
Un10
Un11
Un12
Un13
Un14
Un15
Un16
Un17
Un18
Un19
Un20
Un21

レフト側生テンション
ライト側生テンション
レフト側平均テンション
ライト側平均テンション
バージョン番号表示
IoT機能動作表示
FPGAバージョン番号表示
未使用
トータルテンション表示
出力1表示
出力2表示
出力3表示
出力4表示
割り込み処理カウント表示

0000
0000
0000
0000
**.**
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

-9999
-9999
-9999
-9999
00.00
0000
0000
0000
-9999
-9999
-9999
-9999
-9999
0000

9999
9999
9999
9999
99.99
9999
9999
0001
9999
9999
9999
9999
9999
9999

Un22

メイン処理カウント表示

0000

0000

9999

備考
レフト側ゼロ調整のオフセット値を表示します。
電子ボリュームはステップ状に変化します。細かな調整をするために、微調整用のオフセット量を設け、数値補正を行っています。
ライト側ゼロ調整のオフセット値を表示します。
レフト側スケール調整のオフセット値を表示します。
ライト側スケール調整のオフセット値を表示します。
レフト側ゼロ調電子ボリュームのワイパー位置を表しています。
数値が大きいほど表示がプラス方向にシフトします。
ライト側ゼロ調電子ボリュームのワイパー位置を表しています。
数値が大きいほど表示がプラス方向にシフトします。
レフト側スケール調電子ボリュームのワイパー位置を表しています。数値が大きいほどゲインが下がります。
ライト側スケール調電子ボリュームのワイパー位置を表しています。数値が大きいほどゲインが下がります。
平均化する前の生のレフト側テンションを表示します。
平均化する前の生のライト側テンションを表示します。
平均化したレフト側テンションを表示します。
平均化したライト側テンションを表示します。
プログラムのバージョン番号を表示します。
IoT機能の動作状態を表示します。
FPGAのバージョン番号を表示します。
未使用です。
平均化したトータルテンションを表示します。
出力1の電圧を表示します。
出力2の電圧を表示します。
出力3の電圧を表示します。
出力4の電圧を表示します。
割り込み処理の回数を表示します。
CPUが正常に動作している時、値が増加し続けます。
値は9999まで増加した後0から再び増加し続けます。

16

６－３．調整パラメータ
No
Fn00
Fn01
Fn02
Fn03
Fn04

内容
レフトゼロ調整ライトゼロ調整レフトスケール調整
ライトスケール調整
オートスケール容量の設定

備考
レフト側オートゼロ調整操作
ライト側オートゼロ調整操作
レフト側オートスケール調整操作
ライト側オートスケール調整操作
オートスケール調整時ウエイト容量

17７．使用例
７－１．使用例１ ・・・ 両持両側検出の場合テンション検出器
フルスケール使用スタイル
表示スタイル
出力１出力２オートスケール荷重： ＬＡ－２Ｆ型テンション検出器： １０００Ｎ／ｆｓ： 両持両側検出： １０００Ｎ （ゼロサプレスあり、Ｎ単位、小数点なし）： 制御に使用、 出力電圧 ５Ｖ／ｆｓ： 外部アナログ指示計を接続、 ５００μＡ計： ５００Ｎ ・・・スケール調整時に掛ける荷重。

LA-2F型テンション検出器 両持両側検出[SW1] Bit２をOFF（電流出力） 他Bitは全てON[SW2] Bit１～４をOFF（フィルタ無）[SW3] 左側スライド（出力１は通常の電圧電流出力、４～２０ｍAではない）[Pn01] ゲイン切替 ＝ １１ （LA型テンション検出器の標準値）[Pn02] 使用スタイル＝１１１０ （端数処理等＝１１１、両持両側検出＝０）[Pn03] 検出器タイプ ＝ 0 （LA型テンション検出器）[Pn04] １０位 ＝ ０ （N)、１位 ＝ ０（****）[Pn05] フルスケール ＝ １０００ （N)[Pn07] 出力内容 ＝ ００００
（出力４：未使用 出力３：未使用 出力２：トータル 出力１：トータル）[Pn08] 出力電圧 ＝ ００００ （全て通常出力 １～５V仕様は無し）[Pn09] 出力１スケール ＝ ５０．０ （％） ・・・ ５V/fs[Pn10] 出力２スケール ＝ ５０．０ （％） ・・・５００μA[Pn13] 出力１フィルタ ＝ ７．２０ （Hz） ・・・ 制御に使用[Pn14] 出力２フィルタ ＝ ０．１６ （Hz） ・・・外部アナログ指示計用[Fn04] オートスケール容量 ＝ ５００ （N)18７－２．使用例２ ・・・ 両持片側検出の場合テンション検出器
フルスケール使用スタイル
表示スタイル
出力１から出力４オートスケール荷重： ＬＡ－１Ｆ型テンション検出器： ２００Ｎ／ｆｓ： 両持片側検出： ２００Ｎ （ゼロサプレスあり、Ｎ単位、小数点なし）： 外部アナログ指示計を４台接続、 １ｍＡ計
： ２００Ｎ ・・・スケール調整時に掛ける荷重

LA-1F型テンション検出器 両持片側検出（レフト側）[SW1] Bit１～４をOFF（電流出力） 他Bitは全てON[SW2] Bit１～４をOFF（フィルタ無）[SW3] 左側スライド（出力１は通常の電圧電流出力、４～２０ｍAではない）[Pn01] ゲイン切替 ＝ １１ （LA型テンション検出器の標準値）[Pn02] 使用スタイル＝１１１２ （端数処理等＝１１１、両持片側検出（レフト側）＝２）[Pn03] 検出器タイプ ＝ 0 （LA型テンション検出器）[Pn04] １０位 ＝ ０ （N)、１位 ＝ ０（****）[Pn05] フルスケール ＝ ２００ （N)[Pn07] 出力内容 ＝ ００００ （出力４：トータル 出力３：トータル 出力２：トータル 出力１：トータル）[Pn08] 出力電圧 ＝ ００００ （全て通常出力 １～５V仕様は無し）[Pn09] 出力１スケール ＝ ９９．９ （％） ・・・１ｍA[Pn10] 出力２スケール ＝ ９９．９ （％） ・・・１mA[Pn11] 出力３スケール ＝ ９９．９ （％） ・・・１ｍA[Pn12] 出力４スケール ＝ ９９．９ （％） ・・・１mA[Pn13] 出力１フィルタ ＝ ０．１６ （Hz） ・・・外部アナログ指示計用[Pn14] 出力２フィルタ ＝ ０．１６ （Hz） ・・・外部アナログ指示計用[Pn15] 出力３フィルタ ＝ ０．１６ （Hz） ・・・外部アナログ指示計用[Pn16] 出力４フィルタ ＝ ０．１６ （Hz） ・・・外部アナログ指示計用[Fn04] オートスケール容量 ＝ ２００ （N)19７－３．使用例３ ・・・ 片持検出の場合テンション検出器
フルスケール使用スタイル
表示スタイル
出力１オートスケール荷重： ＬＳＰ０１型テンション検出器： ５０Ｎ： 片持検出（レフト側）： ５０.００Ｎ （ゼロサプレスなし、Ｎ単位、小数点**.**）： データロガーに接続、出力電圧 ５Ｖ／ｆｓ： ５０Ｎ ・・・スケール調整時に掛ける荷重

LSP01型テンション検出器 片持検出（レフト側）[SW1] Bit１～４をON（電圧出力） Bit５～８をOFF(LSP型)[SW2] Bit１～４をON （フィルタ有）[SW3] 左側スライド（出力１は通常の電圧電流出力、４～２０ｍAではない）[Pn01] ゲイン切替 ＝ ００ （LSP型テンション検出器の標準値）[Pn02] 使用スタイル＝１０１４ （端数処理等＝１０１、片持レフト側検出＝４）[Pn03] 検出器タイプ ＝ １ （LSP型テンション検出器）[Pn04] １０位 ＝ ０ （N)、１位 ＝ ２（**．**）[Pn05] フルスケール ＝ ５０．００ （N)[Pn07] 出力内容 ＝ ００００ （出力４：未使用 出力３：未使用 出力２：未使用 出力１：トータル）[Pn08] 出力電圧 ＝ ００００ （全て通常出力 １～５V仕様は無し）[Pn09] 出力１スケール ＝ ５０．０ （％） ・・・ ５V/fs[Pn13] 出力１フィルタ ＝ ９．９９ （Hz） ・・・ データロガー用に最速設定[Fn04] オートスケール容量 ＝ ５０．００ （N)20７－４．使用例４ ・・・ ＰＣと接続する場合（ＩｏＴ機能） ※Ｔ７００はＩｏＴエンジニアツールをインストールしたＰＣを使って操作することができます。
Ｅｔｈｅｒｎｅｔ接続によって遠距離から設定パラメータの変更や、状態の把握、記録が可能です。
ＰＣと接続するには、Ｔ７００のポート番号、ＩＰアドレス、接続先を設定する必要があります。
ポート番号
ＩＰアドレス
接続先： ０００００： １９２．１６８．１．１： ＰＣ[Pn30] ポート番号の上位２桁＝００[Pn31] ポート番号の下位３桁＝０００[Pn32] 第１オクテットのＩＰアドレスを設定＝１９２[Pn33] 第２オクテットのＩＰアドレスを設定＝１６８[Pn34] 第３オクテットのＩＰアドレスを設定＝１[Pn35] 第４オクテットのＩＰアドレスを設定＝１[Pn36] IoT 接続相手選択＝１

IoT機能についてはIoTエンジニアツールの取扱説明書を参照願います。
※ IoT機能については将来実装予定です。

21

８．校正モード
８－１．校正モードの操作項目
テンション検出器とアンプを組み合せ、実際にテンションを掛けて校正を行います。
校正はゼロ調整とスケール調整をライト側、レフト側について、それぞれ行います。

No
Fn00
Fn01
Fn02
Fn03
Fn04

操作項目
レフトゼロ調整ライトゼロ調整レフトスケール調整
ライトスケール調整
オートスケール容量の設定

22

８－２．電子ボリュームの初期化
ゼロ調整の前に電子ボリュームの初期化を行います。

８－３．バランス調整（T３００におけるゼロ祖調整）
LＡ型テンション検出器を使用する場合はゼロ調整をする前に、
バランス調整を行ってください、ＬＳＰ型テンション検出器では不要です。
バランス調整はテンション検出器にテンションが掛からない状態で行います。

ライト側バランス調整ボリューム

SW１とSW２の設定も忘れずに！
レフト側バランス調整ボリューム23

８－４．ゼロ調整

ゼロ調整はテンション検出器にテンションが掛からない状態で行います。

（１）オートゼロ調整（２）ゼロ微調整

手動によるゼロ調整が可能です。オートゼロ調整時にテンション表示が０からずれる場合に微調整できます。

24

８－５．スケール調整

スケール調整はゼロ調整が終わってから行います。

丈夫なテープ又はロープ（伸縮性の小さなもの）を用い、テンション検出ローラにウエイトを掛けます。
この時テンション検出ローラと前後のローラには、シートと同じパスで掛けて下さい。
使用するウエイトは、なるべく常用テンション値と同程度にして下さい。
ウエイトが使用できない場合は、バネ秤等を使用して下さい。

Ｆｎ０４[オートスケール容量設定]に掛けたテンションの値をセットします。

小数点は表示されませんのでテンション表示から小数点を除いた数値をセットします。
例として１００Ｎの場合は１００をセットしますが、１０．０Ｎの場合も１００をセットすることになります。
No
Fn04

内容
オートスケール容量設定

初期値
9999

最小値
0000

最大値
9999

備考
小数点の表示無し[スケール調整の目標値]
レフト側、ライト側各々の目標値は、[Ｆｎ０４]オートスケール容量の設定値と、テンション検出器の使用ス
タイルで変わります。
例として１００Ｎのウエイトを掛けた場合、Ｆｎ０４には １００をセットします。
両持両側検出： [Ｆｎ０４]の半分の値 ・・・・ 目標値は 50Nになります。
両持片側検出： [Ｆｎ０４]の半分の値 ・・・・ 目標値は 50Nになります。
片持検出：[Ｆｎ０４]の値 ・・・・ 目標値は 100Nになります。

25

（１）オートスケール調整

スケール調整でテンション表示が目標に近づくが上がりきれない場合はアンプゲインが不足していますので、[Ｐｎ０１]ゲイン切替スイッチの設定を上げて下さい。
逆に下がりきれない場合は設定を下げて下さい。
[Ｐｎ０１]の設定を変えるとゼロ点がずれますので、再度ゼロ調整から行ってください。

（２）スケール微調整

手動によるスケール調整が可能です。オートスケー
ル調整時にテンション表示が目標値からずれる場合に微調整できます。

26

９．従来機からの置換
９－１．端子番号と出力仕様の設定
従来機から置き換える際の対応した端子番号の一覧表です。
制御出力は電圧出力に、外部メータ出力は電流出力になるよう ＳＷ１を設定し、設定項目Ｐｎ０７～Ｐｎ１６にて出力レベルと応答周波数を設定します。
Ｔ１００・Ｔ５０・Ｔ２０・Ｔ２０ＡはＬＡ型テンション検出器専用、ＳＴ２０・ＳＴ２０ＡはＬＳＰ型テンション検出器専用タイプです。
本機
T700
LSP
LA

T300
LSP
LA

+EXC

1赤

1黒

1赤

-SIG

3黒

3赤

-EXC

5白

+SIG

7緑

信号名称

レフト側

T100

T50

T20, T20A

1黒※2 3 黒3黒2黒2赤※2 1 赤

無し

3白

無し

7白

4緑

4白

9

シールド

ライト側

従来機 （赤黒白緑は標準の線色）

5

ST20, ST20A
ST20

ST20A

11 黒

1赤

1赤

1赤

9赤

2黒

8黒

-

-

-

3白

2白

※2 2 白

2白

10 白

4緑

9緑

-

-

12

5

3

+EXC

2赤

2黒

6赤

6黒

※2 6 黒

6黒

15 黒

6赤

10 赤

-SIG

4黒

4赤

7黒

7赤

※2 4 赤

4赤

13 赤

7黒

4黒

-EXC

6白

無し

8白

無し

-

-

-

8白

11 白

+SIG

8緑

8白

9緑

9白

※2 5 白

5白

14 白

9緑

5緑

-

-

16

10

12

シールド

10

※1 10

※2 7

7

5

14

＋側

11

制御出力
SW1 Bit1:ON
Pn13=7.20Hz

制御出力
SW1 Bit1:ON
Pn13=7.20Hz

制御出力
SW1 Bit1:ON
Pn13=7.20Hz

制御出力
SW1 Bit1:ON
Pn13=7.20Hz

制御出力
SW1 Bit1:ON
Pn13=7.20Hz

０V

13

11

※2 8

8

6

15

※1 12

※3 1

9

7

16

＋側

12

外部メータ出力
SW1 Bit2:OFF
Pn13=0.16Hz

制御出力
SW1 Bit2:ON
Pn14=7.20Hz

制御出力
SW1 Bit2:ON
Pn13=7.20Hz

外部メータ出力
SW1 Bit2:OFF
Pn13=0.16Hz

外部メータ出力
SW1 Bit2:OFF
Pn13=0.16Hz

０V

14

13

※3 2

10

8

17

※1 14

※3 3

11

＋側

15

L側出力
SW1 Bit3:ON
Pn15=7.20Hz

制御出力
SW1 Bit3:ON
Pn15=7.20Hz

外部メータ出力
SW1 Bit3:OFF
Pn15=0.16Hz-

L側出力
SW1 Bit3:ON
Pn15=7.20Hz

０V

17

15

※3 4

12

-

20

＋側

16

R側出力
SW1 Bit4:ON
Pn16=7.20Hz

-

-

-

R側出力
SW1 Bit4:ON
Pn16=7.20Hz

０V

18

17

-

-

-

20

L

AC (L)

18

AC

AC

1

11

6

AC (N)

19

ACAC

2 (100V)
3 (200V)

12

7

FG

20

E

E

4

13

13

出力１

出力２

出力３

5

18

※1 16
出力４

電源
100～240v

ライブN
ニュートラルアース

19※１ Ｔ３００の値を設定してください。
※２ Ｔ１００のテンション検出カードの端子番号です。
※３ Ｔ１００のアナログ出力カードの端子番号です。

27

９－２．改善された表示処理内容
従来機 Ｔ３００と比べて、より安定したテンション表示をするように次の改善を行っています。

（１）端数処理
テンション表示の最小桁のバラつきを抑える処理。
以下は整数のみ表示するときの場合です。

【端数処理無し】
端数が０．５未満なら切り捨て、 ０．５以上なら切り上げる。入力が０．５を境に表示が１つ増減する、変動が多い。

【端数処理有り】
端数が０．１未満なら切り捨て、 ０．９以上なら切り上げる。入出力にヒステリシスが働き増減が起こらない。

（２）ゼロサプレス処理
上位桁の不要な０を無くす処理。

------マイナス表示の場合------------プラス表示の場合-----【ゼロサプレス無し】【ゼロサプレス有り】【ゼロサプレス無し】【ゼロサプレス有り】

０１２３

１２３

- ００１

- １

０ １．２ ３１．２ ３

- ０ ０．１

- ０．１

０００１

１

- １２３

- １２３

０ ０ ０．１

０．１

１２３４

１２３４

４桁表示時は、テンションがマイナスになった際にマイナスランプが点灯します。

28

（３）平均化付きＡＤ変換処理
ＡＤ変換の回数を増やし、平均化した値をテンションデータとして使うことで精度を向上する処理。
【平均化付きＡＤ変換無し】
周期的なデータ取り込みのタイミングでＡＤ変換してテンション値を取り込む。

【平均化付きＡＤ変換無し】
周期的なデータ取り込みのタイミング内に複数回のＡＤ変換を行い、平均化した値を取り込む。

29

１０．仕様１０－１．仕様項目
テンション検出テンション表示

テンション出力

IoT機能（将来実装予定）
電源
質量
取付け
寸法（W x H x D）
取付穴寸法（W x H)
使用周囲温度
使用周囲湿度
使用雰囲気
ノイズ耐量

仕様
LA型テンション検出器及びLＳP型テンション検出器に対応
両持両側検出、両持片側検出、単独検出方式に対応
オートゼロ・オートスケール機能付き
端数処理機能、ゼロサプレス表示機能、平均化付きAD変換機能
表示パターン： 〇〇〇〇、 〇〇〇.〇、〇〇.〇〇、 〇.〇〇〇 より選択
表示単位： N、 ｘ１０N、 kN より選択
出力１、出力２、出力３、出力４のアナログ出力4系統
各出力について トータル出力、レフト出力、ライト出力より選択
出力１、出力２、出力３、出力４の各出力について、０～１０V（可変）電圧出力、０～１ｍA（可変）電流出力、１～５V電圧出力より選択
出力１については４～２０ｍA電流出力も選択可能
各出力について応答周波数 ０．０１～９．９９Ｈｚ を設定
イーサネット通信常設、パソコン上のモニタを使ってテンション値のロギング可能、パラメータ設定可能。
電圧AC８５～２６４V、５０／６０Ｈｚ、消費電力 ３０VA
０．３５kg
パネル取付け４８ x ９６ x １４０ｍｍ （端子台含む１６５mm）
４５ x ９２ｍｍ
０～５０℃
３０～９０％ （結露なきこと）
腐食性ガスのないこと
電源ノイズ：１５００Ｖｐ－ｐ、パルス幅：１μsec、立上り時間：１ｎsec以下
ケーブルノイズ：１０００Ｖｐ－ｐ、パルス幅：１μsec、立上り時間：１ｎsec以下
静電気ノイズ：８０００V以上、１０回

30

１０－２．外形寸法31

１１．改訂記録
１１－１．プログラム変更
Ｖｅｒ１．００

１１－２．ハードウエア変更

１１－３．取扱説明書変更（１）ＳＭ－Ｔ７００－Ａ①初版作成。
（２）ＳＭ－Ｔ７００－Ｂ ２０２４／８／１①機能概要や仕様の記載内容、言い回しを修正。
②ＩｏＴ機能が将来実装予定である旨を追記。
③目次とのズレを修正。
④住所を修正。
⑤文章中の表記を統一、また誤字を修正。
⑥２－１．パネルカット寸法の表記を修正。
⑦８－５．スケール調整にて図中にＬＡ型テンション検出器を追加。
⑧４－３．出力設定にて説明を修正。
⑨４－４．テンション検出器の選択設定にて説明を修正。
⑩４－５．出力１の４～２０ｍＡ出力の選択設定にて説明を修正。
⑪４－６．出力１～４のレベル調整の説明を追加。
⑫３－４．検出器接続用コネクタピンアサインを追加。
⑬３－５．電源コネクタピンアサインを追加。
⑭４－２．後ろパネルに検出器接続用コネクタピンアサインと電源コネクタピンアサインを追加。

（２）ＳＭ－Ｔ７００－Ｂ1 ２０２４／８／２０①４－２．後ろパネルにてピンアサインの図を削除。⑯と㉑に説明を追加。
②文章中の表記を統一。

32