灌流システム
温度コントロールPERFUSION SYSTEMS

バルブ式灌流システム
ValveLink Controller

コンピュータからUSBで制御でき、マニュアル、TTL、アナログ信号でも制御できます。

ValveBank Controller

リモコンで最大16個のプログラムを切り替えることができます。専用ソフトEasyCodeでプログラムを簡単に作成できます。

1213141516171819Q7Q6Q5Q4Q3Q2Q1Q02010OE

様々なアプリケーションに応じて、ピンチバルブ、テフロンバルブ、リーミニバルブを選択して使用できます。

1Pinch Valves●ピンチバルブは安価で、メンテナンスも簡単です。 HoseBarb●液体とバルブは接触しません。
●シリコンチューブを簡単に交換できます。
●30〜50㎳で開閉できます。
1/8”and 1/16” i.d.チューブ用●Luer Lockでシリンジと接続します。

Teﬂon™ Valves●テフロンバルブは優れた耐薬性、耐食性を持ち、 Lure-Lock
粒子と化学堆積物が付着しにくいバルブです。
●内部に20㎕のデッドボリュームがあります。
●高速開閉（10㎳未満）できます。
シリンジと直接つなぐので●Hose Barb、Luer Lock、Nut&Ferruleと接 デッドボリュームを最小に続可能です。
できます。

Lee™ Valves●リーミニバルブは、切り替えが速いアプリケー Nut & Ferrule
ションのための小型バルブです。
●ValveLink8.2コントローラを使い、1.5〜4㎳で超高速開閉できます。
ねじタイプ●Luer Lockでシリンジと接続します。

U27

J27

15141312+5細いチューブ用( 1/16” o.d.)

●シリンジヒーターによって、室温やインラインヒーターの設定温度より高い温度を設定し、灌流系における、溶液温度の変化によって引き起こされる気泡形成を抑制します。
●シリンジ（60㎖）の設置、除去は容易にできます。
●電気生理実験のため、低ノイズDC電源を使用。
●室温〜50℃の間に設定できます。
●増圧装置との併用が可能。
●4または8チャンネル。

Gas Bubbler バブリング装置●複数（4、8）の灌流チャンネルに酸素、二酸化炭素、または複合ガスをバブリングできます。
●高品質の石から出る微細気泡は水流をつくりだし、灌流液を均等に飽和させます。
●レギュレーターはあり・なしを選択可能。

PERFUSION SYSTEMS

BubbleStop™シリンジヒーター

1213141516171819Q7Q6Q5Q4Q3Q2Q1Q020●各チャンネルは、個別に開閉できます。
●バブリング石は交換可能。

10OE
135 ミリディシュ灌流チャンバー
35ミリディシュまたは6ウェルプレー
トで培養した細胞をそのまま灌流できます。
どんな灌流システムでも対応できます。
オプションのマイクロマニホー
ルドと高さ調整可能な金属製の吸引管を使い、連続流入と流出がスムーズに行えます。

U27

J27

15141312

マイクロマニホールド＆ストッパー
4、8、及び16本のチューブを単一の流出管にまとめたテフロンマイクロマニホールドです。内蔵のねじで、デッドボ
リュ ー ム が 増 えることなく、流 量 を 調 整 で きま す。
AutoMateScientiﬁc社、WarnerInstruments社の灌流チャンバーにつけられます。
テフロンストッパーが一時的に不要な穴を閉じるために利用いただけます。

+5Pressure Perfusion
1213141516171819Q7Q6Q5Q4Q3Q2Q1Q02010OE
1増圧灌流システム●既存の自然落下灌流システムに追加、または新規設置可能。
●一定の圧力で定常灌流できます。
●圧力範囲 30〜100psi●灌流ペンシルと併用すると、㎕単位の灌流及びマイクロインジェクション可能。
●4、8または16チャンネル構成で使用できます。
●各チャンネルは、個別に開閉できます。
●シリンジはスクリューキャップとゴム栓タイプの二種類があります。

Oxygen8™バブリング増圧灌流システム●灌流液をバブリングしながら、増圧灌流ができます。
●既存の自然落下灌流システムに追加、または新規設置可能。
●一定の圧力で定常灌流できます。
●圧力範囲 30〜100psi●灌流ペンシルと併用すると、㎕単位の灌流及びマイクロインジェクション可能。
●4、8または16チャンネル構成で使用できます。
●各チャンネルは、個別に開閉できます。
●ゴム栓タイプのシリンジを使用。

U27

J2715141312+5

灌流ペンシル、マルチバレルマニホールド㎕のデッドボリュームと迅速な溶液切り替えが実現します。
各種マイクロマニピュレータに取り付け可能です。接続は簡単になっており、実験終了後の掃除も簡単にできます。
灌流速度：

360 Micron Removable Tip
250 Micron Removable Tip
100 Micron Removable Tip

重力 1.15 ml/min
2 psi 3.98 ml/min
8 psi 10.66 ml/min
重力 0.35 ml/min
2 psi 1.66 ml/min
8 psi 5.16 ml/min
重力 zero ﬂow
2 psi 0.07 ml/min
8 psi 0.25 ml/min

●4または、最大8種類の灌流液を、標準の2.5㎖冷凍
チューブから押し出します。シリンジリフィルポートから簡単に再充填できます。
●リザーバブロック内のone-wayチェックバルブによって、灌流液の逆流を防止でき、チャンネル間の交差汚染を抑えます。

Integrated Pressure Regulator●灌流ペンシルによって、㎕単位の灌流が可能です（灌流ペンシル参照）。高価な試薬を節約できます。
●ThermoClampの灌流ペンシルと組み合わせることによって、暖めた溶液の灌流もできます。

Pressure Perfusion

SmartSquirt® マイクロ灌流システム●バルブと圧力コントロールは、小さなボックスで一体化され、顕微鏡の近くに設置できます。
●コントロールユニットに、0〜10psiのレギュレターとエアフィルターを備え、ガスボンベ、コンプレッサーまたは他のガス源からの空気を一定の圧力で、リザーバブロックに届きます。
BackStop Backﬂow Prevention●ValveLinkまたはValveBankコントローラを使い、手動または、コンピュータ制御によって、灌流液をミリ秒単位で切り替えることができます。

1213141516171819Q7Q6Q5Q4Q3Q2Q1Q02010OE
1U27J2715141312+5Temperature Control1213141516171819Q7Q6Q5Q4Q3Q2Q1Q020

温度コントロ−ルシステム

ThermoClamp-1

ThermoClamp-2●優れた自動チューニングで、温度（室温〜50℃）を安定させます。ファジーロジックPIDソフトウェアを使い、設定温度より1℃以内に維持することができます。独自のチューニングで校正するので、"温度変化速度"を推測する必要がありません。

●ThermoClamp-1はインラインヒーターとチャンバーヒーターのどちらかを制御でき、ThermoClamp-2は両方を同時に制御可能。

●インラインヒーターにマルチチャネル灌流を組み合わせました。バスとインラインヒーターの温度を別々のセンサーで感知して、維持します。

10OE●生理学研究のための低ノイズ設計で、流路に金属は使われておらず、液体と加熱素子間は絶縁されています。

1U27J2715141312+5●ゼロデッドボリュームペンシル
すべての灌流ペンシルは（ThermoClamp、SmartSquirt、通常の灌流ペンシル）"ゼロデッドボリューム"構成で利用可能。
すべての管は先端より2cm出ているので、Micron Tipは必要ありません。
これは、逆流の可能性を排除し、溶液の切り替える時間をゼロまで減少します。

●Quickstageは、ニコン、オリンパス、ライカとツァイス（K&M）顕微鏡ステージやプラットフォームに直接フィットするように設計されています。
●ヒーティングバージョンは、ThermoClampコントロー
ラで室温〜50℃の間に制御できます。
●固定ナットを外せば、マグネットプレートを電極、チューブ、マグネットツールなど付いたままの状態ではずせるので、チャンバー、カバーガラスの交換は簡単にできます。

Temperature Control

ステージアダプターとヒートチャンバー●シリコンガスケットを使用することによって、グリスを使わなくても液漏れせずに使用することができます。

1213141516171819Q7Q6Q5Q4Q3Q2Q1Q0固定ナット

20

マグネットプレート

10チャンバー

OE
1ガスケット
カバーガラスヒーター
ステージアダプター（ポリカーボネート製）

U27

J27

StageHandsマグネットアーム、ホルダー
15141312+5Manifold holder

Ball-joint arm with tube holder

Straight 2 arm with 2 tube holder

PERFUSIONSYSTEMS
Brain SliceTools

脳スライスキーパー、ホルダー

BSK-Keeper

Keeper and Holder

BSK4-4 Keeper in 1 Holder

脳スライス灌流記録チャンバー

12131415
161718
19Q7Q6Q5Q4Q3Q2Q1Q0

BSKH-Keeper Holder

改良された「Oslo」型の脳スライス灌流記録
チャンバーです。灌 流 液の高さを調 整して、submergedとinterfaceの二方式で実験できます。
また、特別に設計した蓋でスライス周囲の湿度と酸素濃度を維持することができます。
インサートの使用により、デッドボリュームが小さく、高価な薬などを節約できます。

BSC-1「Haas」型の脳スライス灌流記録チャンバーです。Interface方式での使用が可能です。加湿された酸素ガスがスライスの上を通過し、蓋によって高濃度に維持され、スライスを何時間も維持することができます。
テンプレートによって、
1 slice
スライスを一つまたは2つを使えます。

20
10OE
12 slicesBSC-2

2、3、4、6チャンネルのバージョンで利用可能であり、「Oslo」型および「Haas」型のクロス型です。多数のチャンネルを同時に使うとき、周囲に電極を納める余地があまりないですので、主に薬理学的研究のために、使われております。

U27
BSC-3 for 2,3,4,6Ch
J27
輸入・販売元15141312+5＜本※製品は、各社の登録商標、商標です。

社＞ 〒464-0850 名古屋市千種区今池三丁目40番4号

TEL（052）731-8000 ㈹／FAX（052）731-5050
website : http://www.intermedical.co.jp/
E- m a il : info@intermedical.co.jp＜大阪営業所＞ 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島三丁目１９番１３号

第２ユヤマビル 4F­CTEL（06）6885-5300 ㈹／FAX（06）6195-7337
E- m a il : osaka@intermedical.co.jp