FireSting O2-C
酸素モニター
取扱説明書

Pyro Workbench version >1.2.0.1359
Document Version 1.0
Last Revision: March 2021

FireSting O2-C 日本語取扱説明書はビー･エー･エス株式会社で作成
営業 E-mail: sales@bas.co.jp
https://www.bas.co.jp

東京営業所：〒131-0045 東京都墨田区押上 1-36-6
電話: 03-3624-0331、FAX: 03-3624-3387

大阪営業所：〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-7-18 アストロ新大阪ビル 4F
電話: 06-6308-1867、FAX: 06-6308-6890

2

目次
1.

概要..................................................................................................................................................... 4

2.

FireSting O2-C の紹介 ...................................................................................................................... 5

3.

ソフトのインストール方法 ................................................................................................................ 64.

センサーの接続 .................................................................................................................................. 75.

光学式センサー .................................................................................................................................. 86.

拡張ポート........................................................................................................................................ 10

7.

FireSting O2-C の仕様 .................................................................................................................... 128.

関連資料 ........................................................................................................................................... 13

9.

安全性のガイドライン ..................................................................................................................... 143

1. 概要
1、2、4 チャンネルの FireSting O2-C 酸素モニターは、様々な検体とセンサーヘッドに対応するコンパ
クトな USB 駆動の光ファイバーメーターです。
特長：●

酸素濃度測定、温度測定用のチャンネルを自由に編成できる●

様々な光学式センサー(種々の測定範囲に対応する複数のファイバーベース及び非接触型センサーヘッド)に幅広く対応●

高速サンプリングや超高速サンプリング対応●

ゼロノイズおよびゼロ遅延の温度補償●改良した周囲光の抑制●

センサーの寿命を延長するスマート測定モード●

1 つのサンプルに対して酸素、および温度の同時測定が可能

光学式酸素モニターには、気圧センサーと湿度センサーが内蔵されており、酸素センサー校正時だけでなく、酸素測定時の自動圧力補償にも使用されます。さらに、FireSting O2-C 酸素モニターは 4 つのアナログ出力とブロードキャスト(自動)モードを備えています。
新しい革新的でユーザーフレンドリーなソフトウェア Pyro Workbench により、拡張可能なマルチチャネルシステムとして、複数の FireSting O2-C 酸素モニターを同時に操作できます。
これら製品の詳しい情報は https://www.bas.co.jp/2591.html からご確認いただけます。
あるいは sales@bas.co.jp にお問い合わせください。
最先端技術を伴った高精度で高分解能の酸素を測定するために必要なサービスを提供致します。

4

2. FireSting O2-C の紹介
FireSting O2-C 酸素モニターには、最大 4 つの光ファイバーセンサーが接続可能な 1、2、または 4 チ
ャンネルの光学式センサー用 ST コネクター(1~4)と、1 つの外部 Pt100 温度プローブ用のコネクター(T)が備えられています。光学チャンネルコネクターは色分けされており、測定中の検体(酸素、または温度)によって識別することができ、また自由にチャンネルごとの設定を変更することもできます。吸気口(airinlet)を通して、内部の温度、圧力、湿度センサーを周囲環境と平衡にし、測定します。内部センサーに向かって空気が自由に循環するように、吸気口をふさがないでください。

左側パネルにある micro-USB コネクターは、電源及び PC とのデータ交換に使用されます。その右側には、電源およびデジタルインターフェース用のコネクターX1(7 ピン)とアナログ出力用のコネクターX2(5 ピン)があります。

5

3. ソフトのインストール方法
重要：Pyro Workbench ソフトを PC にインストールする前に、FireSting O2-C 酸素モニターを PC に接続しないでください。ソフトが USB ドライバーを自動的にインストールします。
システムの必要条件
PC：Windows 10、RAM: 4GB、空きディスク容量最低 1 GB
インストール手順
・ 装置に同梱されている UBS メモリーを PC に接続します。
・ インストーラーを起動して、インストールを開始します。
・ インストールが完了すると、新しいプログラム Pyro Workbench と Pyro Data Inspector がスタートメニューに追加され、ショートカットがデスクトップに表示されます。

・ 付属の micro-USB ケーブルで FireSting O2-C 酸素モニターを PC に接続します。

6

4. センサーの接続
光学式センサー(ミニプローブタイプ、ニードルタイプ)、非接触型センサー(スポットセンサー、フローセル)、スポットセンサーから出る光ファイバーを、ファイバープラグで FireSting O2-C (1~4) 酸素モニターの ST コネクターに接続します。
●

センサー/ファイバーのプラグから黒いキャップを取り外します。

●

FireSting O2-C 酸素モニターのセンサーポートから赤いキャップを取り外します(光学部品を保護するため、使用しない場合は、赤いキャップを再び装着します)。

●

センサーケーブルのオスファイバープラグを FireSting O2-C 酸素モニターの ST ソケット(メスファイバーコネクター)に挿入し、プラグがしっかりとロックされるまで時計回りに優しくバヨネットカップリングを回します。

7

5. 光学式センサー
FireSting O2-C 酸素モニターは、種々の光学式酸素センサー、および光学式温度センサーに対応しています。
利用可能な光学式センサーの種類の概要については、BAS Web サイト https://www.bas.co.jp/2032.html、
https://www.bas.co.jp/2592.html を参照してください。

5.1.

光ファイバー型センサー
センサータイプ

ミニプローブタイプ

モデル

検体

応用OXROB…

O2撹拌水、ガス

OXR…

O2

＊

可動ニードルタイプ*

水、ガス＆半固体試料
TPR…

T

OXF…

O2

TPF…

T

OXF…－PT

O2

OXB…

O2

TPB…

T

OXSOLVO2OXSOLV－PTS

O2＊

固定ニードルタイプ*＊Bare タイプ*

耐溶媒センサー

水、ガス＆半固体試料（特に海水）
ガス（穴あけしたセプタム/包装）
水、ガス、複雑な形状を持つカスタマ
イズされたハウジング内の組込み使用が認められた極性または非極性溶媒**使用が認められた溶媒蒸気***ミニ/マイクロセンサー。水は水、海水、水溶液を含む。
**光学式酸素センサー取扱説明書 巻末の「耐溶媒センサーの溶媒耐性表」をご参照ください。

8

5.2.

非接触型センサー
センサータイプモデル

検体応用

OXNANOO2

水溶液＆マイクロ流体

OXSP5O2

ナノプローブスポットセンサー

水＆ガス

バイアルセンサー/複合センサーフローセル

TPSP5TOXVIAL…

O2水＆ガスTOVIAL…

O2・T

OXFTC…

O2OXFTCR…

O2

TPFTC2T

TOFTC2O2・T

水＆ガス*水は水、海水、水溶液を含む。

各種センサーチップ：a) 可動ニードルタイプb) 固定ニードルタイプ(センサー保護)c) 固定ニードルタイプ(センサー突出)d) ミニプローブタイプ

スポットセンサーとバイアルセンサーの非接触測定の原理

96. 拡張ポート
FireSting O2-C 酸素モニターの拡張ポートは、2 つのコネクターX1 と X2 で構成されています(コネクタープラグは、Phoenix Contact 品番 1778887 と 1778861 が対応)。

6.1 コネクターX1コネクターX1 のピン配置を下表に示します。

FireSting O2-C 酸素モニターの電源が USB ポートから供給されない場合、ピン 1-2(GND と VCC)は外部電源供給(3.5–5.0 VDC)として使用できます。UART インターフェースの送信と受信はピン 4(TXD)とピン 5(RXD)(通信プロトコルについてご相談ください)に接続します。UART インターフェースを使用する場合、ピン 3(/USB_DISABLE)はピン 1(GND) に接続してください。これにより、USB インターフェースが無効になります。
ピン 6(/PAUSE_BROADCAST)およびピン 7(/TRIGIN)は、PC 制御ソフト(Pyro Workbench や Pyro

Developer Tool など)で設定できる、いわゆる「ブロードキャスト(自動)モード」に関連しています。
ブロードキャストモード中、装置は定期的な測定を開始し、測定内容はアナログ出力または USB/UART
インターフェースを介して送信されるテキストメッセージから読み取ることができます。詳細については、それぞれの制御ソフトのマニュアルを参照してください。
ピン 7 (/TRIGIN)は、ブロードキャストモードのトリガー入力として機能します。コントロールソフトのブロードキャスト設定でオプション Enable Trigin を有効にする必要があります。ピン 7 がピン 1(GND)に接続されるたびに、さらなるブロードキャスト測定が開始されます。
ピン 6(/PAUSE_BROADCAST)は、ブロードキャストモードのマスタースイッチとして機能します。ピン 6 がピン 1(GND)に接続されている限り、ブロードキャストモードは一時停止されます。周期的なブロードキャスト測定も、トリガーされたブロードキャスト測定も実行されません。

10Pin

名称機能内容

1

GND

Power

Ground

2

VCC

Power

電源, 3.5 V–5.0 V DC,
最大 70 mA (通常 40 mA)

3/USB_DISABLE

GND に接続すると、USB インターフェ

Digital Inputースが無効になる。
456Digital Output

UART interface、3.3 V 程度(許容 5 V)、(UART TX)

ボーレート：115200、Digital Input

データビット：8、 ストップビット：1、(UART RX)

パリティ：なし、ハンドシェイク：なし/PAUSE_Digital Input

GND に接続して、ブロードキャストモ

BROADCAST(0 V or 3.3 V, internallyードの動作を一時停止する。

TXD
RXD

pulled-up to 3.3 V)
7/TRIGIN

Digital Input

GND に接続されるたびに、ブロードキ(0V or 3.3V, internallyャスト測定がトリガーされる。

pulled-up to 3.3V)

6.2 コネクターX2
コネクターX2 は、14 bit の分解能で 0–2.5 VDC の 4 つの独立したアナログ出力を備えています(下表を参照)。アナログ出力の設定方法については、Pyro Workbench のマニュアルを参照してください。
Pin

名称

1

GND

GroundGround2

AO_A

Analog Output

アナログ出力 Port A(0–2.5 V DC)(またはデジタルアラーム出力)機能

内容(14 bit 分解能)
3

AO_B

Analog Output

アナログ出力 Port B(0–2.5 V DC)(またはデジタルアラーム出力)(14 bit 分解能)
4

AO_C

Analog Output

アナログ出力 Port C(0–2.5 V DC)(またはデジタルアラーム出力)(14 bit 分解能)
5AO_D

Analog Output

アナログ出力 Port D(0–2.5 V DC)(またはデジタルアラーム出力)(14 bit 分解能)

11

7. FireSting O2-C の仕様
項目

仕様

寸法

68 x 120 x 22 mm (ハウジング)

重量約 290g

インターフェース

USB 2.0

電源

USB 給電 (5 V で最大 50 mA)

オペレーティングシステム

Windows10

動作温度

0 ~ 50 °C

最大相対湿度結露しないこと

光学式センサーポート

1、2、または 4 (モデルに依存)

光学式センサー

O2、T センサー

光学式センサーコネクター

光ファイバー用 ST プラグ

最大サンプル速度

1 秒あたり 10 サンプル (設定による)

外部温度センサー＊

1 チャンネルの 4 線 Pt100

範囲、分解能、精度*-30 ~ 150°C、0.02 °C、±0.5 °C

内部温度センサー＊‐40 ~ 125 °C、0.01 °C、±0.3 °C

範囲、分解能、精度*
内部圧力センサー

300 ~ 1100 mbar、0.1 mbar、typ.±3 mbar

範囲、分解能、精度
内部湿度センサー

0 ~ 100 %RH、0.04 %RH、typ.±0.2 %RH

範囲、分解能、精度
デジタルインターフェース

3.3 V 程度の UART (許容 5 V)、

拡張ポート X1(7 ピン端子)

ボーレート：115200、データビット：8、 ストップビット：1、パリティ：なし、ハンドシェイク：なし

コネクタープラグポート X1

Phoenix Contact、品番 1778887

アナログ出力(4 チャンネル)0 ~ 2.5 V DC、14 bit 分解能

拡張ポート X2(5 ピン端子)
コネクタープラグポート X2

Phoenix Contact、品番 1778861*光学式センサーの温度範囲は種類により異なるので、ご注意ください。

12

8. 関連資料
Pyro Workbench、光学式酸素センサー、温度センサーの詳細な使用方法は下記 URL から取扱説明書をご確認いただけます。
https://www.bas.co.jp/2203.html●

ソフトウェア Pyro Workbench (Windows)の取扱説明書●

光学式酸素センサーの取扱説明書●

光学式温度センサーの取扱説明書

13

9. 安全性のガイドライン
FireSting O2-C 酸素モニターは高精度で高分解能の酸素測定のため、光学式センサーと共に使用する実験機器です。最適な性能を保証するため、取扱説明と安全性のガイドラインに従って使用してください。
もし何か問題または損傷が起きた場合、直ちに機器の電源を切り、使用を中止し、すみやかにビー・エー・エス(株)サービスにご相談ください。筐体を開けたり、改造したりすると保証の対象外となります。装置内部部品は補修用には用意していません。

FireSting O2-C 酸素モニターは防水性ではないので、腐食、温度変化による結露は避けてください。
50℃を超える条件(例：直射日光)や、0℃を下回る条件を避けてください。結露を引き起こす高湿度を避けてください。
保護キャップを外した後のセンサーの取扱いは十分に注意してください。センサー先端は繊細なため、負荷をかけないようご注意ください。ファイバーケーブルを強く曲げないようにご注意ください。
ニードルタイプセンサーで怪我しないようにご注意ください。
センサーの校正と使用、データの収集、データの処理、データの公開は使用者の責任で行ってください。

FireSting O2-C 酸素モニターとセンサーは、医療、診断、治療、軍事などの目的、またはその他の安全確保のための使用は対象外です。医療(人の生体実験、人の診断、あるいは治療)目的に開発されていません。センサーは、人体や人間が食する食品に直接接触させないでください。
事故防止のための労働者保護に関する EEC 指定、国内労働者保護法令、事項防止に関する安全規制、測定中に使用される化学物質の製造者から発光される安全データシート(SDS)など、安全に関連する法律とガイドラインに従ってください。

FireSting O2-C 酸素モニターとセンサーは、湿気、ほこり、腐食、過熱を避け、室温で乾燥した清潔な暗所に保管してください。また、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

14