データシート

A1110-05-QE
4 象限高速バイポーラ電源

1

製品概要

A1110-05-QE は高出力ながら高速に変化する信号を必要とする用途に適した、リニアで非常に広帯域、高精度のハイブリッドアンプです。
A1110-05-QE は電圧アンプ、または電流アンプのどちらでも使用することができます。電流アンプの場合は、誘導負荷に対しても周波数変動の少ない安定した電流出力を得ることができます。
極性毎に選択できる 3 種類の電圧レンジは、それぞれ個別に自動または手動で切り替えられます。アンプは高いシンク出力を確保しており、アクティブ負荷に対する用途に適しています。高電圧／低電流、または低電圧／高電流の用途に応じて、極性毎に３つの動作電圧を利用できます。電圧の切り替えは、Auto（自動）または Manual（手動）で行うことができます。特に低インピーダンス負荷の場合、電力損失を低減させるため、動作電圧を 1/10 にまで下げることが可能です。
出力電圧と出力電流は制限を設けることができ、低インピーダンスの信号出力を得ることができます。
機器は温度制御された静音ファンを装備しています。過剰温度による切断はもちろんのこと、電力損失の計算と絶対電流のモニタにより、回路短絡や過負荷から完全に保護します。
インターロックによりリモートコントロール・セキュリティシステムの構築を可能にします。
機器の操作は、フロントパネルの各操作部、および USB インターフェイスを介して PC の GUI で行うことも可能です。
機器の機能はさまざまなオプションにより拡張することができます。

最新のデータシートを以下の Web サイトから入手することができます：
www.iti.iwatsu.co.jp

A1110-05-QE

Page1

2機能


4 象限の電圧、電流アンプ



専用のソフトウェアによりフルリモートコントロール



出力電圧 最大 75VPeak



出力電流 最大 11APeak

出力電流 27APeak／500ms



シンメトリカル入力（対称入力）



直列・並列動作で高電圧・大電流に拡張可能

USB インターフェイス標準装備（LAN インターフェイスはオプション）

自動整流された電圧源



インターロック

電圧／電流のモニタ出力

電流アンプモード時、誘導性負荷に対する 6 つの補償回路

3

主な用途


研究開発、および試験目的の一般的な用途EMC 試験



材料試験



MRI



機器試験



プランジャー用コイルの駆動

ピエゾ・アクチュエーション

磁界発生（ヘルムホルツコイルを利用）



医用工学



レーザー技術

プラズマ技術A1110-05-QE

Page2

4

リモートソフトウェア

機器には、USB インターフェイスを介して、フルリモートコントロール可能で複雑な設定を行えるソフトウェアが含まれています。リモート・コマンド・リストによって、既存の自動試験システムと容易に連携することができます。

5

外観

背面図

A1110-05-QE

Page3

6

電流アンプ

電流制御モードでは、A1110-05-QE は電圧制御電流源として動作し、誘導負荷に対してほとんど周波数に依存しない、一定の負荷電流を供給します。
工場出荷時、以下の 5 つの補償回路が装備されています。
No
1234
56

負荷
1Ω＋500uH
0.1Ω＋200uH
1Ω＋1mH4Ω＋1.8mH
0.078Ω + 88uH
（オプション用）

Rc
100kΩ
68kΩ150kΩ
200kΩ
80kΩ

Cc
10nF
4.7nF
22nF
1nF
6.8nF

電流範囲
HighHighHighHighHigh[補償回路]
補償回路の選択は、A1110-QE 制御用ソフトウェアによって行われます。対応した電流範囲にも注意してください。
上記補償回路が用途に適合していない場合、オプション-01：カスタム補償回路をご購入ください。用途に応じてカスタムで補償回路を設計いたします。既存の補償回路に替えて、最大 6 つのカスタム補償回路を装備することができます。
用途に応じた補償回路の設計について、お気軽にご相談ください。

A1110-05-QE

Page4

7仕様
パラメータ仕様

条件等

電圧制御モード

周囲温度 25℃
連続稼働

入力インピーダンス

100kΩ
200kΩ

非平衡, 1kHz平衡, 1kHz

最大入力レベル

5.5V（+14.5dBV）< 1%THD, 1kHz, 8Ω負荷同相信号除去比> 60dBRs = 50Ω, 10Hz - 200kHz,
ex. +34.5dBV @output

小信号周波数特性

DC – 1MHz0, -0.5dB, 1W @8Ω
High Voltage Mode0, -3.0dB, 1W @8Ω
High Voltage Mode0, -5 度

10Hz – 30kHz

DC – 200kHz

位相特性
電力特性
8Ω負荷400W
380W
200W

DC – 30kHz, < 1% THD
Auto または High Voltage Mode
DC – 100kHz, < 1% THD
Auto または High Voltage Mode
DC – 200kHz, < 1% THD
Auto または High Voltage Mode180W

DC – 30kHz, < 1% THD
Auto または High Voltage Mode
DC – 100kHz, < 1% THD
Auto または High Voltage Mode
DC – 200kHz, < 1% THD
Auto または High Voltage Mode

0.55Ω負荷27.5W

DC – 200kHz, < 1% THD
Auto または High Voltage Mode

スルーレート

100V/uSec

4Ω負荷

220W
200W

残留ノイズ
10Hz – 22kHz< 100uV（< -80dBV）

10Hz – 80kHz< 125.5uV（< -78dBV）

10Hz – 200kHz< 158.5uV（< -76dBV）

A1110-05-QE

全電圧モード8Ω負荷で入力短絡
全電圧モード8Ω負荷で入力短絡
全電圧モード8Ω負荷で入力短絡

Page5

パラメータ

仕様

条件等

S/N 比
10Hz – 22kHz< -114.5dB

10Hz – 80kHz< -112.5dB

10Hz – 200kHz< -108dB

ex. +34.5dBV, < 1% THD
8Ω負荷, 全電圧モード
ex.+34.5dBV, < 1% THD
8Ω負荷, 全電圧モード
ex. +3２dBV, < 1% THD
8Ω負荷, 全電圧モード

THD + N
10Hz – 100kHz10Hz – 100kHz< 0.15%< 0.1%

380W @ 8Ω, Auto
380W @ 8Ω, High Voltage Mode

出力オフセット< 1.0mVDC

出力インピーダンス< 10mΩ

@1kHz(HP8751A Network Analyzer 計測)

電力, パルス, 40ms
20%デューティー比Peak 出力10Ω
10Ω
5Ω
5Ω
2.5Ω
2.5Ω

80V, 8A
80V, 8A
52V, 10.4A
52V, 10.4A
27.5V, 11A
27.5V, 11A> 10us 立上り／> 10us 立下り, Auto
> 100ns 立上り／> 100ns 立下り, Uhigh> 10us 立上り／> 10us 立下り, Auto
> 100ns 立上り／> 100ns 立下り, Uhigh> 10us 立上り／> 10us 立下り Auto
> 100ns 立上り／> 100ns 立下り, Umid

短時間電流, パルス,500ms,5 %デューティー比, 単極
ピーク出力60mΩ
60mΩ

+27A
-27A+Umid / -Ulow, Auto+Ulow / -Umid, Auto

電力, Sine, 100Hz,
連続8Ω
0.25Ω

57V, 7.125A, 406W
1.9V, 7.6A, 14.4W< 1% THD+N; Auto または Uhigh< 1% THD+N; Auto

電力, DC
10Ω
5Ω
2Ω
0.25Ω

72V, 7.2A, 518W
47V, 9.4A, 442W
22V, 11A, 242W
2.7V, 10.8A, 29.2W

Auto または Uhigh
Auto または Uhigh
Auto または Umid
Auto

シンク電力

300W

U/I-Plot 参照

電圧モニタ±100mV / 1V ± 2%高電流レンジ；±400mV, / 1A ± 2.5%
低電流レンジ；±1.2V, / 100mA ± 1%

シャント= 20mΩ

電流モニタ

A1110-05-QE

シャント= 2.5mΩ

Page6

パラメータゲイン
電圧制御モード
電流制御モード

諸元AC 電源
リモートコントロール
動作温度
湿度
冷却方式
寸法（W×H×D）
重量仕様

1V / 10V
高電流レンジ；1V / 1A
低電流レンジ； N/A

230VAC / 50Hz
USB
Ethernet（オプション）
10℃ ～ 55℃
80％以下
強制空冷（ファン）449×133×495.5 mm
約 15kg

条件等

Uin/Uout
Uin/Uout

結露なきことA1110-05-QE には 3 つの動作電圧モードと、Auto と Manual の 2 つの動作モードがあります。
モード
AutoManual； +Umid
Manual； +Uhigh
Manual； -Umid
Manual； -Uhigh
Manual； +Umid, -Umid
Manual； +Uhigh, -Umid
Manual； +Uhigh, -Uhigh
Manual； +Uhigh, -Uhigh＋動作電圧
10V, 45V, 90V
45V
90V
Auto
Auto
45V
90V
90V
45V

－動作電圧
-10V, -45V, -90V
Auto
Auto
-45V-90V
-45V
-45V
-90V
-90V

Auto モードでは、動作電圧は信号の増幅度に応じて自動で切り替わります。このモードは、DC 電圧、サイン波信号、誘導負荷に対するシンク電力を必要とする用途に適しています。

A1110-05-QE

Page7

7.1

出力電圧周波数特性（THD + N < 1%）

赤：@8Ω
青：@4Ω
緑：@2Ω

7.2

出力電流出力電圧特性（THD + N < 1%）

供給電圧：Auto
青：AC
赤：DC

A1110-05-QE

Page8

7.3

方形波100kHz, 10Ω負荷時

7.4

電力帯域幅8Ω負荷時

入力レベル：最大値（正規化）、出力レベル：@30kHz, THD+N < 1%

A1110-05-QE

Page9

7.5

電力帯域幅8Ω負荷時

入力レベル：最大値（正規化）、出力レベル：@200kHz, THD+N < 1%7.6

電力帯域幅4Ω負荷時

入力レベル：最大値（正規化）、出力レベル：@100kHz, THD+N < 1%

A1110-05-QE

Page10

7.7

電流パルス

27A / 500ms, 10us 立上り／立下り時間, Auto

7.8

出力インピーダンス

A1110-05-QE

Page11

8

ブロック図A1110-05-QE

Page12

9

製品とオプション

以下のオプションは、製品のご注文と同時に承ります。お買い求めになった製品をアップグレードすることはできません。
製品名・オプション名
A1110-05-QE
Option-01:カスタム補償回路
Option-02:内部センサ
Option-03:高安定ゲイン
Option-05:
内蔵アイソレーションアンプ
Option-06:
LAN インターフェイスOption-08:KELVIN センス
Option-09:出力±100V
Option-12:出力抵抗調整

概要
4 象限高速バイポーラ電源
特殊な負荷に対する追加の補償回路。本装置には標準で 5 つの補償回路が実装されています。
電流センスをシャントから CT センサに変更。
非接触測定により電流モニタ波形・CC 時のフィードバック特性向上
高安定ゲイン（±0.1％）
直列接続による電圧拡張時、コモンモードノイズ低減と安全性を確保します。
（A1340-C1 機能内蔵）
抜け防止機能付 LAN インターフェイス
CV 時に配線の影響をキャンセルできます。
出力電圧 100V の拡張オプション
出力抵抗調整範囲：0～200mΩ
分解能：1mΩ、確度：0.5%
出力電圧を常に監視し、設定された電圧を超過すると出力を停止します。

Option-14:過電圧保護機能10 改訂履歴
改訂番号
2.0

A1110-05-QE

日付
2020 年 3 月

改訂内容
新規発行

Page13