取 扱 説 明 書＊ 電 空 変 換 器＊Model:EP-500
EPA-300（ブースターアンプ）

B
OOSTERAMPEPA
30051001520m
AONSUPOFFA
300G12

エイコー測器株式会社
発行
改訂７: 1992 ( H4)年 9 月: 2004 (H16)年 3 月

＊＊＊＊

取扱説明書

電空変換器
ブースターアンプ

＊＊目

＊＊＊＊

Model : EP-500
Model : EPA-300

目

次 ＊＊

次 .......................................................................................... P1

１．使用上の注意事項 ...................................................................... P2
２．構成 ....................................................................................... P3３．仕様 ....................................................................................... P4４．設置 ....................................................................................... P6５．空気圧回路 ............................................................................... P7（１）供給エアについて（２）負荷の潤滑（３）排 気６．配管 ....................................................................................... P7

７．配 線 ....................................................................................... P8（１）ブースターアンプへの接続（２）電空変換器の接続
８．調 整 ....................................................................................... P10（１）ブースターアンプの調整（２）電空変換器の調整
９．保守 ....................................................................................... P11－1－

１

使 用 上 の 注 意 事 項

本器を安全に正しく使用していただくために、下記注意次項をお守り下さい。

（１）本器は精密部品で構成されています。オリフィス以外は分解しないで下さい。
（２）電空変換器のボディと内部回路はコンデンサにて接続されていますので、絶縁抵抗絶縁耐圧試験は行なわないで下さい。
試験を行ないますと、内部回路が破損してしまいます。
（３）質の悪い空気がトラブルの最大原因です。
７頁を参照し、必ずエアドライヤ，フィルタ，オイルミストセパレータを設置し、水分，固形物，油分を取り除いた清浄な空気を使用してください。
特にオイルミストセパレータは推奨機種の AMH 型を使用していただくと、フィルタエレメントが２重で 0.01μm 以上の油分，固形物が除去できるばかりでなく、目詰まりチェッカが付いているためメンテナンスも容易です。
（４）指令電圧が下がった場合、２次側のエアは電空変換器内部を通って排気されます。
したがって２次側の配管内部が汚れている場合も特性の悪化等 悪い影響を与えますので２次側の清浄化にも注意してください。
又、２次側でルブリケータを使用している場合はオイルミストが逆流しないよう対策してください。
（５）一次圧力が使用圧より下がった場合は入力信号を加えないで下さい。
特に一次圧力が大気圧のとき、入力信号を 10 時間以上加えると圧電素子が変形してしまい、正常な圧力制御ができなくなる可能性があります。
そのために 一次側に圧力スイッチを取付け、一次圧力が 最大使用圧＋0.5Mpaより下がった場合は 入力信号が切れるようにしてください。
圧力スイッチの取付け位置は７頁図を参照してください。
（６）本器はノイズによる誤動作する可能性があります。
そのため、信号線を保護管に入れる、強電線と離す 等のノイズ対策を行ってください。

－2－２構

成

本器は、電空変換器（EP-500）とブースターアンプ（EPA-300）により構成され、電圧指令を与えれば 指令に比例した空気圧を出力する装置です。

BO
O
S
T
E
RAM
PE
P
A
300

ブースターアンプ

05101520m
A

E
P
A
300B
(EPA
300S)

O
N

O
F
F

電源：ＡＣ１００Ｖ 又は２００Ｖ（５０／６０Ｈz）
指令入力：ＤＣ０～５Ｖ

電流指
令

電空変換器
E
P
500型 式

元 圧型 式出 力 圧

EP
504 0.
5M
PaE
P
504 0.
4M
P
aE
P
50
5 0.
6M
P
aE
P
506 0.
7M
Pa

E
P
505 0.
5M
PaE
P
506 0.
6M
PaE
P
507 0.
8M
PaEP
507 0.
7M
PaEX
H

エア供給

制御圧

制御対象
アクチュエーター
エアブレーキエアシリンダ等A
300G
13－3－３仕様

ブースターアンプ

EPA-300B

EPA-300S（ボックス型）（シャーシ型）

型

式

電源

AC100 又は 200V（50／60Hz）

入力

DC0～5V

出力

DC4～20mA

出力電流計

有無EP-504 EP-505 EP-506 EP-507

型

式

使用

流体

圧縮清浄空気（5 頁 3 項 参照）

供給圧

力0.5MPa0.6MPa0.7MPa0.8MPa－0,＋0.1MPa －0,＋0.1MPa －0,＋0.1MPa －0,＋0.1MPa
0.005～
0.4MPa0.005～
0.5MPa0.005～
0.6MPa0.005～
0.7MPa性±1.0％FS±0.85％FS±0.7％FS±0.7％FS

ヒステリシス

2.0％FS

1.7％FS

1.4％FS

1.4％FS

制 御 圧 力 範 囲

電直空変

入力
信号線換

入力電流範囲

DC4～20mA

入力インピーダンス

500Ω以下2000 / min（ANR）

空気消費量

3 / min（ANR）

ステップ応答性

2sec 以下（無負荷,FS 時）

使用温度範囲

5～50℃

器

最大流量

耐振

動性

39 m/s2 （4G）以下

接続口

径

Rc 1／4

質0.9kg

量－4－

NOTE

No.

m
AO
N

TYPE

02087

10 1
565E
PA
3005DATE

B
OO
S
TERAM
PSCALE

EPA
300BEPA-300B

外 形 寸 法 図

OFF150160出力電流計(20)13865４－φ４．８取付穴

外部接続端子通線穴150160外部接続端子758565EP
A
300S４－φ４．８取付穴

シャーシ
ｔ＝１．６M
A
X60PC
B1
30655
4084E
P
500
出力コード
φ６×４５０Ｌ
赤（＋），白（－）

131

144
112455－5－63EX
HRc1/4EX
HSUP

A
300G
2640S
UPOUT

Rc1/4R
c1/41005940.5(130)144

88(31)

４設

置（１）ブースターアンプの取付け
取付姿勢は自由ですが、振動が少なく直射日光,水滴,埃,腐食性ガス等の影響を受けない場所に設置して下さい。
EPA-3000S（シャーシ型）は構造上 盤内に設置して下さい。

（２）電空変換器の取付け＊取付姿勢に制約はありませんが、樹脂カバーを上にした縦取付け（垂直取付け）を原則として、配線・調整がしやすい場所に設置して下さい。
＊本器は絶縁された状態で使用して下さい。
本器とブラケットの間に絶縁用ワッシャーを取付けてありますが、絶縁状態が悪くなりますと、不安定な動作の原因となる場合がありますので、絶縁用ワッシャーは必ず取付けておくようにして下さい。
＊取付ブラケットを取り外したとき、又は別のブラケットを製作使用の場合は、絶縁ワッシャーを必ず取付けて使用願います。
取外して使用した場合、絶縁されない為、トラブルの発生原因となります。
＊絶縁の為、本器に直接接続する配管は金属パイプを使用しないで下さい。

ＯＵＴ
レギュレータオイルミスト
セパレータ

取付けブラケット穴径 φ6.
5ブラケット

1絶縁ワッシャ1ＳＵＰ

1.6サイレンサ

A
300G
15絶縁ワッシャ－6－Ｍ５ボルト５空気 圧回 路（１）供給エアについて
本器は精密機械部品、電子回路を使用しているため、質の悪い空気は特性の悪化及び 耐久性に悪い影響を与える原因になります。
従って、エアフィルタ、オイルミストセパレータは必ず設置して固形物、水分、油分を充分に除去した清浄な空気を使用して下さい。
又、安定した性能を得るために、前段にレギュレータを設置し、供給圧力を正しく調整して下さい。
推奨機種
プリフィルタ，目詰まりチェッカ付
マイクロミストセパレータ
ＡＭＨ□－□－Ｔ（ＳＭＣ製）（０．０１μｍ）

エアフィルタ 5μエアドライヤ

コンプレッサよりアフタークーラ

A
300G
22

オイルミストセパレータ（油分除去用）以下
0.
3μm

負荷レギュレータ

電空変換器
ＥＰ－５００
圧力スイッチ

オートドレン
必ず設置して下さい

推 奨

空 気 圧 回 路

（２）負荷の潤滑
本器の負荷となる機器が潤滑を必要とする場合は、本器の後にルブリケータを設置して下さい。もし、負荷側から油分が逆流又は逆浸入の恐れがある場合はその対策を行って下さい。
（３）排 気排気音が問題となる場合は、排気ポート(EXH)にサイレンサを取り付けて下さい。
又、クリーンルームなど、使用環境への排気を避けたい場合は、外部まで配管を施し、排気して下さい。

６配管＊本器に直接 接続する配管材には、金属管は使用しないで下さい。
絶縁状態を悪くし、不安定動作の原因となります。
＊本器より前段の配管材は、亜鉛メッキ鋼管，ナイロン管 等 腐食しにくいものを使用して下さい。
＊配管材の内径は、使用する負荷に充分な流量を供給できるものを選択して下さい。
＊シール材(シールテープ,ゼリー状シール材)は過度に使用せず、配管内に入り込まないように注意して下さい。
＊電空変換器を接続する前に充分にフラッシングを行ない、ゴミ，金属粉，シールテープ，サビなどを除去して下さい。
[0.3MPa 以上の圧力で 3 分間以上のから吹き]
－7－７

配線

（１）ブースターアンプへの接続(+) (-)

指令入力(+) (-)

赤

注１

電源 AC200V 50/60Hz

白E(0～+5V)13① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧2kΩEPA-300B(S)外部接続端子どちらか選択する

AEP-500

電源 AC100V 50/60Hz

ブースタアンプ接続図

注１．可変抵抗器で手動的に出力空気圧を可変する場合は、2KΩの VR を点線のように接続し、VR の端子 2 を外部接続端子①に接続します。
この場合指令の 0～5V は入力せず、②は空端子となります。
詳しくは、お問合せ下さい。
注２．電空変換器の配線は、シールド線を使用して下さい。
（２）電空変換器の接続電空変換器からは、出力コードが約 45cm 引出されています。
ここに 0.5～1.5mm2 の 2 芯シールド線を継ぎ、ブースターアンプに接続して下さい。コード長は 30m 以下として下さい。
☆ 電空変換器に直接電線を引込む場合は、以下のように行なって下さい。
１）端子箱の開け方
端子箱のキャップを開くには、① キャップの下部を下側のつめが外れる程度に引き上げ、② キャップ全体を斜め上方へ押し上げます。

キャップ

パッキン
押さえ金具
締め付け金具つめ（下側）－8－

２）結線方法
使用する電線は外径φ6、0.5～1.5mm2 の 2 芯シールド線を使用して下さい。
シールド線のシールド部は両端とも切断し、ビニールテープ,熱収縮チューブなどで端末処理を行って下さい。
又、端子台への接続は芯線の先端を半田あげして、誤りのないように行って下さい。
電線は、ノイズなどの影響を受けないためにも、他の電力線とは離して配線し、最大長さは 30m 以内を目安として下さい。

ブースターアンプ側

電空変換器側外径φ60.5~1.5mm22 芯シールド線

入力信号

15~203~4入力信号
入力信号

入力信号

ハンダ処理
入力線

接続端子

入力信号
入力

使用しない入力信号

4~20mA

使用しない
ゼロ点調整トリマ

出力不可

スパン点調整トリマ－9－８調整（１）ブースターアンプの調整
基板上に 4mA と 20mA の VR が設置されており、工場出荷時調整されていますが、その調整基準値は以下の通りです。
0.
5A

4m
A

入力電圧0V
5.0V

20m
A

調整 VR
4mA20mA

出力電流調整値
4±0.1mA
20±0.1mA

123456789

指令入力
０～５Ｖ

調整は電空変換器を接続した状態で行ないます。

EP
500A
出力電流４～２０ｍＡA
300G
14（２）電空変換器の調整
本器のゼロ点及びスパン点は工場出荷時に調整されています。
再調整が必要な場合は精密ドライバなどの小さな“－”ドライバを用いて、端子箱内のトリマ（９頁の図参照）にて調整します。
これらの調整は非常に感度が高く、わずかなトリマの操作で出力圧力が大きく変化するので慎重に行って下さい。
又 特に、ゼロ点の調整はトリマの操作に対して出力圧力の応答遅れが大きいので、あわてずゆっくりと調整して下さい。
尚、このボリュームは、エンドレスになっており、必要以上に回転させますと内部が破損する恐れがあります。
調整をする際は、出力圧力を確認しながら行って下さい。
調整は２～３回繰り返して下さい。
調 整 基 準 値型式

供給圧力EP-504

0.5MPaEP-505

0.6MPaEP-506

0.7MPaEP-5070.8MPa

入力電流
4mA
20mA
4mA
20mA
4mA
20mA
4mA
20mA

－10－調整 VR
ZERO
SPAN
ZERO
SPAN
ZERO
SPAN
ZERO
SPAN

出 力 圧 調 整 値
0～0.005MPa
0.4MPa0～0.005MPa
0.5MPa0～0.005MPa
0.6MPa0～0.005MPa
0.7MPa９保守＊ オリフィスの保守
清浄な空気を使用すればオリフィスの保守は不要ですが、重要機能部品ですので１年に１度は目詰まりをチェックし、洗浄するか 交換して下さい。
洗浄 …… オリフィス：有機溶剤、超音波洗浄フィルタ ：中性洗剤
交換 …… 弊社までご連絡下さい。
◆ オリフィスキット(ER380-FL212013)

Ｍ４なべ小ネジをねじ込む場所
オリフィスキット＊ オリフィスの取り外し方① オリフィスの右側に付いているＭ４のなべ小ネジを取り外す。
② 取り外した なべ小ネジをオリフィスに少しだけ ねじ込む。
③ ラジオペンチ等で引き出して外す。

＊ 供給空気が汚れている場合
供給空気が汚れている場合（フィルタ付減圧弁のドレンコックを開くとドレンが排出するような状態の時）は、本器の内部も汚れており、故障の原因となりますので十分注意し、空気源の清浄化をご検討願います。

－11－