中 国 检 验 认 证 集 团中国认可
国际互认校准CALIBRATIONCNAS L3103CHINA CERTIFICATION & INSPECTION GROUP中检（深圳）计量测试服务有限公司CCIC (Shenzhen) Metrology & Testing Service Co.,Ltd校准证

书CALIBRATION CERTIFICATE证书编号:Certificate No.

第 1 页共 6 页S423066282Page客户名称:Nameof信恒检测技术（深圳）有限公司

客 户 信 息Customer Information客户地址:Address仪器名称:Description型号规格:Model/Type制造厂商:Manufacturer

被 校 测 量器 具 信 息出厂编号:Information ofInstrument underCalibration管理编号:Serial No.

Asset No.

接收日期:Received Date接收状态:As Received结论:Conclusion深圳市宝安区松岗街道潭头社区潭头工业城二区1栋厂房101.201.3
01同轴机械校准件50Ω 35mm 9G南京普纳科技设备有限公司/BTF-EM-0682023 / 11 / 16
正常参照检测/校准结果使用。
The test or calibration results are referred to evaluate the validity of instrument measurement.

证书专用章Issued by扫一扫查真伪校准日期:2023 / 11 / 16Cal.Date签发日期:Next Cal. Date校准:Calibrated by2023 / 11 / 17Issue Date建议复校日期:

证书有效性声明：1、证书首页盖有证书章2、证书须有唯一防伪码3、扫描信息与证书一致

核验:Inspected by2024 / 11 / 15

签发:Approved by( 总经理助理 )地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同仁路盛荟红星创智广场网址(Web)：http://www.ccic-mts.comAddr：ShengHui Hongxing Chuangzhi Square, Tongren Road, Tianliao 电话(Tel)：0755-86139118Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen传真(Fax)：0755-86139110邮政编码(Post No.)：518107邮箱(e-mail): Calibration@sz.ccic.com中 国 检 验 认 证 集 团中国认可
国际互认校准CALIBRATIONCNAS L3103CHINA CERTIFICATION & INSPECTION GROUP中检（深圳）计量测试服务有限公司CCIC (Shenzhen) Metrology & Testing Service Co.,Ltd

校

准说

明CALIBRATION DIRECTIONS证 书 编 号 : S423066282第 2 页共 6 页Certificate No.

Pageof1. 本公司实验室经中国合格评定国家认可委员会审核，符合ISO/IEC17025《检测和校准实验室能力的通用要求》的要求，认可证书号：No.L3103。
This laboratory is accredited to ISO/IEC 17025《Requirements for the competence of Testing and Calibration Laboratories》,CNASAccreditation Certificate No.L3103.

2．对本次校准若有异议，委托方应于收到被校件之日起十五日内向本公司提出。
If there is any objection concerning the calibration, the Client should inform the issuing company within 15 days from the date of the deviceunder test return to the client.

3. 未经本公司许可，不得部分复印、摘用或篡改本证书的内容。
This report may not be reproduced, except in full, without the written approval of CCIC (ShenZhen) Metrology & Testing Service Co.,Ltd.

4. 本证书校准结果只与被校准仪器有关，带'*'号的校准项目或参数不在本公司实验室认可范围内。
The results reported here in apply only to the calibrated equipment，Calibration items or parameter with '* ' is beyond the scope of our laboratory accreditation.

5. 本次校准的技术依据:Procedures for the Calibration:参照JJG(电子)306001-2006《射频同轴阻抗标准器检定规程》 V.R. of RF Coaxial Impedance standard参照 JZM 35118J-2017《微波元器件校准方法》 Microwave components calibration method6. 本次校准所使用的主要标准器具：Standards Used in the Calibration:器具名称编号证书编号有效期Instrument DescriptionAsset No.

Certificate No.

Due Date网络分析仪/VectorNetwork AnalyzerCCIC-WX-1024JL2315557151计量特性溯源机构Metrological Characteristic Traceability institutionsSij模值:U=0.12dB;Sij相2024/03/13 位:U=0.9°;VSWR:U=0.030;(k=2)

深圳计量院Reflection:U=0.02(k=2);Phase:U=1°(k=2);

二○三所N型校准套件/TypeGFJGJL1002220078CCIC-WX-10062025/04/28N Calibration Kit2207.校准地点和环境条件：Place and environmental conditions:地 点：Place of Calibration客户现场 实验室温 度：Temperature( 23.5 ～ 24.5 )℃相对湿度：Relative Humidity( 58 ～ 68 )%中 国 检 验 认 证 集 团中国认可
国际互认校准CALIBRATIONCNAS L3103CHINA CERTIFICATION & INSPECTION GROUP中检（深圳）计量测试服务有限公司CCIC (Shenzhen) Metrology & Testing Service Co.,Ltd校准结果CALIBRATION RESULT证 书 编 号 : S423066282第 3 页共 6 页Certificate No.

Page

正常1、 外观及正常性检查：PassCheck on Appearance and Function：2、 50Ω负载驻波比50Ω load VSWR频率

实测值

允许误差

结论FrequencyMeasuredMPEConclusion（MHz）/（Ω）（P/F）

101.004± 0.00P

501.003± 0.00P1001.005± 0.00P2001.005± 0.00

P5001.006± 0.00P10001.009± 0.00

P20001.012± 0.00

P30001.017± 0.00

P40001.021± 0.00

P50001.023± 0.00

P60001.021± 0.00

P70001.018± 0.00

P80001.015± 0.00

P90001.017± 0.00P频率实测值允许误差结论FrequencyMeasuredMPEConclusion（MHz）/（Ω）（P/F）

101.000± 0.00

P

501.000± 0.00

P1001.000± 0.00

P2001.000± 0.00P3、 开路反射Open circuit reflex

of中 国 检 验 认 证 集 团中国认可
国际互认校准CALIBRATIONCNAS L3103CHINA CERTIFICATION & INSPECTION GROUP中检（深圳）计量测试服务有限公司CCIC (Shenzhen) Metrology & Testing Service Co.,Ltd

校准结

果CALIBRATION RESULT证 书 编 号 : S423066282第 4 页共 6 页Certificate No.

Page5001.000± 0.00

P10001.000± 0.00

P20000.999± 0.00

P30000.998± 0.00

P40000.996± 0.00

P50000.994± 0.00

P60000.992± 0.00

P70000.989± 0.00

P80000.988± 0.00

P90000.987± 0.00

P频率

实测值

允许误差

结论FrequencyMeasuredMPEConclusion（MHz）（°）

（°）

（P/F）

10-0.23± 1.0P50-1.11± 1.0F100-2.22± 1.0

F200-4.43± 1.0

F500-11.10± 1.0

F1000-22.27± 1.0

F2000-44.38± 1.0

F3000-66.99± 1.0

F4000-89.40± 1.0

F5000-111.92± 1.0

F6000-134.79± 1.0

F7000-157.97± 1.0

F8000179.05± 1.0

F9000155.91± 1.0F4、 开路相位Open phase5、 短路反射of中 国 检 验 认 证 集 团中国认可
国际互认校准CALIBRATIONCNAS L3103CHINA CERTIFICATION & INSPECTION GROUP中检（深圳）计量测试服务有限公司CCIC (Shenzhen) Metrology & Testing Service Co.,Ltd校准结果CALIBRATION RESULT证 书 编 号 : S423066282第 5 页共 6 页Certificate No.

PageShort circuit reflex频率实测值允许误差

结论FrequencyMeasuredMPEConclusion（MHz）/（Ω）（P/F）

100.999± 0.00

P

500.999± 0.00

P1000.997± 0.00

P2000.997± 0.00

P5000.995± 0.00

P10000.990± 0.00

P20000.988± 0.00

P30000.987± 0.00

P40000.988± 0.00

P50000.987± 0.00

P60000.989± 0.00

P70000.991± 0.00

P80000.991± 0.00

P90000.992± 0.00P频率实测值允许误差

结论FrequencyMeasuredMPEConclusion（MHz）（°）

（°）

（P/F）

10179.72± 1.0F

50178.71± 1.0

F100177.46± 1.0F200175.00± 1.0

F500167.82± 1.0

F1000155.88± 1.0

F2000132.23± 1.0

F6、 短路相位Short phaseof中 国 检 验 认 证 集 团中国认可
国际互认校准CALIBRATIONCNAS L3103CHINA CERTIFICATION & INSPECTION GROUP中检（深圳）计量测试服务有限公司CCIC (Shenzhen) Metrology & Testing Service Co.,Ltd

校

准结果CALIBRATION RESULT证书编号:Certificate No.

第 6 页共 6 页S423066282Page3000108.78± 1.0

F400089.78± 1.0F500062.69± 1.0

F600040.52± 1.0

F700018.02± 1.0

F8000-4.03± 1.0

F9000-26.07± 1.0

F说明(Notes)1、本次校准的测量不确定度Measurement Uncertainty in Calibration1.1 依据JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示Conform JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement.
1.2 本次测量结果的扩展不确定度（k =2）The Expanded Uncertainty of the Measurement Results—— 反射系数相位(Reflective Phase)U ＝ 1.7°—— 反射系数模值 (Reflective Properties)U ＝ 0.029以下空白End of Reportof