FAMCO

UFPE-700-V5 『ULTRA』
防爆型超音波式流量計
取扱説明書 (第 1.0 版)

ファムコ株式会社〒463-0808
名古屋市守山区花咲台二丁目208番地
TEL：(052)739-1028
FAX：(052)739-1029
http://www.famco.co.jp/

2019年4月

はじめに

このたびは、当社 UFPE-700-V5 型超音波液体流量計をご購入いただきましてありがとうございます。
この取扱説明書には本製品を正しく取扱い、その性能を十分に発揮させるために必要な事項について述べてありますので、ご使用前に必ずお読みくださるようお願い申し上げます。
この取扱説明書の内容は、標準仕様について記載されています。特別にご指定の仕様につきましては、現品と取扱説明書との間に相違、もしくは記載されていないことがありますのでご承知おきください。

ご注意：本取扱説明書の内容につきましては、改良のためお断りなく記載事項を変更することがあります。

安全についての注意事項
本超音波液体流量計を安全にご使用いただくために必要な注意事項を記載します。本項をよくお読みいただき、安全にご使用くださいますようお願致します。
使用上の注意この取扱説明書では、機器を安全に使用いただくために次のようなシンボルマークを使用しています。
警告：取扱を誤った場合に使用者が重大被害、または重大事故が想定される事項に対して表示する
内容です。
注意：取扱を誤った場合に使用者が軽傷、または機器の故障が想定される事項に対して表示する
内容です。

警告
・配線の際は、主電源がＯＦＦになっていることを確認してから行ってください。主電源を印加したまま作業すると故障および感電する恐れがあります。
・爆発性雰囲気及び腐食性雰囲気のある場所では使用しないでください。重大事故を引き起こす恐れがあります。
・本製品を分解・改造しないでください。故障および重大事故を引き起こす恐れがあります。

注意
・本製品は屋内での使用を前提に設計されております。屋外で使用される場合、収納ボックスなどを使用して、直射日光および風雨が当たらないようにしてください。
・検出器取り付けの際は配管継ぎ手の緩みや液漏れに注意してください。検出器の重量は約１．２ｋｇあるので、必要に応じて支持台などを使用し、配管に負担がかからないようにしてください。

目 次
1.
2.
3.
4.
5.

概 要.................................................................................. 1
特 長.................................................................................. 1
測定原理 ............................................................................... 2
総合ブロックダイアグラム .................................................................. 3
仕 様.................................................................................. 45.1.
変 換 器 ........................................................................... 45.2.
検 出 器 ........................................................................... 5
6. 変換器の取付 ........................................................................... 66.1.
設置場所についての注意事項 .......................................................... 66.2.
取付（変換器本体） ................................................................... 6
7. 検出器の取付 ........................................................................... 78. 接 続.................................................................................. 88.1.
変換器と検出器の接続 ................................................................ 88.2.
電源及び入出力信号の接続 ........................................................... 88.3.
電源及び入出力信号の接続手順 ...................................................... 10
9. デジタル出力 ........................................................................... 1110.
起動及び停止 ........................................................................ 12
10.1.
起動（ＰＯＷＥＲ ＯＮ） .............................................................. 12
10.2.
停止（ＰＯＷＥＲ ＯＦＦ） ............................................................. 1211.
パラメータの設定及び変更 .............................................................. 12
11.1.
基本操作 ........................................................................ 1211.1.1. 通常メニュー ................................................................... 1211.1.2. リスト選択メニュー ............................................................... 1211.1.3. 数値編集メニュー ............................................................... 1211.2.
操作流れ図 ...................................................................... 13
11.3.
測定画面 ........................................................................ 13
11.4.
トップメニュー ..................................................................... 14
11.5.
設定（Setting）メニュー ............................................................. 14
11.5.1. 単位メニュー ................................................................... 15
11.5.2. アナログ出力メニュー ............................................................ 16
11.5.3. デジタル出力メニュー ............................................................ 16
11.5.4. パルス出力メニュー ............................................................. 18
11.5.5. アラーム出力メニュー ............................................................ 19
11.5.6. 外部信号入力機能選択 .......................................................... 23
11.5.7. ダンピング時間入力 ............................................................. 24
11.5.8. 瞬時流量ローカット値入力 ........................................................ 24
11.5.9. 積算流量演算方法選択 .......................................................... 25
11.5.10.
表示桁数選択 メニュー ........................................................ 25
11.6.
設定確認（Confirm）メニュー......................................................... 26
11.6.1. フルスケール値................................................................. 26
11.6.2. ダンピング値 ................................................................... 26
11.6.3. 流量ローカット値 ................................................................ 26
11.6.4. スムージングフィルタ選択......................................................... 26
11.6.5. スケーリング値と選択 ............................................................ 26
11.6.6. 流量オフセット値 ................................................................ 26
11.6.7. アナログ出力設定 ............................................................... 26
11.6.8. デジタル出力設定 ............................................................... 27
11.6.9. パルス出力設定 ................................................................ 27
11.6.10.
アラーム出力設定 ............................................................ 27
11.6.11.
外部信号入力設定 ............................................................ 27

11.7.
調整（Adjust）メニュー.............................................................. 28
11.7.1. 積算流量調整 .................................................................. 29
11.7.2. 瞬時流量オフセット調整 .......................................................... 29
11.7.3. アナログ出力調整 ............................................................... 30
11.7.4. スケーリングテーブル選択 ........................................................ 31
11.7.5. スケーリングテーブル値設定 ...................................................... 31
11.7.6. AGC（オートゲイン）設定 .......................................................... 31
11.7.7. マニュアルゲイン値入力 .......................................................... 32
11.7.8. スムージングフィルタ選択......................................................... 32
11.7.9. LCD 設定 ...................................................................... 32
11.7.10.
表示言語.................................................................... 33
11.7.11.
アナログ出力テスト ............................................................ 33
11.7.12.
パルス出力テスト ............................................................. 34
11.7.13.
アラーム出力テスト ............................................................ 34
11.7.14.
設定値初期化................................................................ 34
11.8.
情報（Information）メニュー .......................................................... 34
11.8.1. バージョン ..................................................................... 34
11.8.2. シリアル番号 ................................................................... 34
11.8.3. ゲイン ......................................................................... 35
11.8.4. ピーク位置 ..................................................................... 35
11.8.5. ピークレベル ................................................................... 35
11.8.6. 受波到達時間 .................................................................. 35
11.8.7. 受波到達時間差 ................................................................ 35
11.8.8. ステータスコード ................................................................ 35
11.8.9. 測定管内径設定 ................................................................ 36
11.8.10.
機種名...................................................................... 36
11.9.
サービス（Service）メニュー.......................................................... 36
12.
ステータス表示 ....................................................................... 36
13.
保守及び点検 ........................................................................ 36
点検箇所 ................................................................................ 3614.
添付資料 ............................................................................ 37
14.1.
設定機能一覧表 .................................................................. 37
14.2.
日本語・英語対応表 ............................................................... 39
接続図
外形図
キャリブレーション手順書

1.

概 要
管路内を流れる液体に超音波を伝搬させると、見かけ上の伝搬速度は液体の流速に対応して変化します。
UFPE-700-V5 型超音波液体流量計は、この原理を応用して管路内の液体流速を測定し流量に換算して電気信号で出力します。
配管の外側にセンサー(検出器)が取り付けてあるので、配管内を汚さない、センサーによる圧力損失がない、
流量測定範囲が広い、再現性が優れている等、数々の特長を持っています。
水、及びその他の液体の流量管理や制御等、省エネ・省力化を最大限に実現することができます。

2.

特 長◯ 非接触センサーを採用
センサー（検出器）は配管の外側に取り付けてあり、接液しない構造になっています。センサーによって配管内が汚染されることがありません。また圧力損失も生じませんので省エネタイプです。
◯ 流量測定範囲が広い◯ 再現性が優れている
機械的可動部がないので、経年変化による摩擦や疲労がないので長期にわたり安定して測定できます。
◯ 応答特性が優れている
毎秒１００回の計測を行っているので流量変化に対して時間遅れがありません。
◯ メンテナンスが容易です
面倒な分解掃除、注油点検等の必要がありません。
◯ パラメータ設定機能の搭載により、測定条件の設定及び変更がキー入力で簡単にできます。

1

3.

測定原理
静止液体中の超音波の伝搬速度Ｃは、液体の種類、温度が定まれば一定となりますが、液体が流動するとその流向と流速に対応して見かけ上の伝搬速度が変化します。
例えば、流れの向きと超音波の伝搬方向が順方向であれば伝搬速度は流速分だけ増加し、逆方向であれば流速分だけ減少します。
下図のように円環形状の超音波センサー（検出器）２ヶを管壁に取り付け、交互に繰返して超音波パルスを送受信させた場合、流体の流れに対して順方向の伝搬時間をｔ１、逆方向の伝搬時間をｔ２とし、流体の流速Ｖとの関係を求めると③式のようになります。

t1 =
t2 =

②式により

L

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①

L

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・②

C+V
C−V

𝐿𝐿

1

1

V = ∙ � − �・・・・・・・・・・・・・・・・③
2
𝑡𝑡1
𝑡𝑡2

但し、Ｖ＝流速（ｍ／ｓ）
Ｌ＝検出器間の距離（超音波伝搬距離）（ｍ）
Ｃ＝静止流体中の超音波の伝搬速度（ｍ／ｓ）

本装置は、この演算式に基いて流速を求めています。（伝搬時間逆数差演算方式）③式から判る様に、伝播時間の逆数の差と、流速との関係は一次の比例関係にありますから直線性が非常に良く、また逆数差を求めることによって、静止液体中の伝播速度Ｃの項が、消去されますので液体の種類、温度等に無関
係に流速を測定することができます。
測定は１秒間に 100 回の速さで繰り返し行われていますので応答速度が優れています。
Ｌ
ｔ１
流速Ｖ

測定管

ｔ２
超音波センサー

超音波センサーセンサー外観2

4.

総合ブロックダイアグラム

UFPE-700-V5-AP 型変換器
電源監視

電源（DC+、DC-）
アナログ出力（I+、I-）

演算部

LCD

パルス出力（P、PG）
KEY SW

メモリ

L 警報信号出力 AL(H）H 警報信号出力 AL(L）

制御部

信号入力（RESET、RESTG）（積算／ゼロ調整）

シリアル通信
受信回路

送信回路

切替回路

上流

下流

RED

YELLOW

UFPE-7SN 型検出器

ケーブル

3

FG

5.

仕 様

5.1.

変 換 器

（１）一般仕様
型
式：
測定方式：
演算方式：
測定対象：
測定精度：
再現性：
分解能：
応答性：
構 造：
材 質：
設置環境温度：
電 源：
消費電力：
重 量：
（２）出力部
電流出力:
出力時定数:
パルス出力:

アラーム出力:デジタル出力:（３）外部信号入力部
機
能：
信号電圧：
最小パルス幅：インピーダンス：

UFPE-700-V5-AP
超音波伝搬時間差演算方式
ＣＰＵによるデジタル演算方式
水、各種薬液等 （水以外の流体は事前の確認が必要）±0.5%RD. （800～4000ml/min、室温，水の場合）但し、液体中心温度±2℃以内±4ml/min （800ml/min 以下、室温，水の場合）但し、液体中心温度±2℃以内±0.2% （液温±0.5℃、30 秒平均値）
0.1ml/min
10msec
屋内仕様、非防爆
ガラス繊維入りノリル樹脂
0～50℃ （結露せぬこと）
DC12V～24V±10% （DC10.8V～DC26.4V）
3.6W 以下
約 240ｇ

DC4～20mA / （流量 0～+フルスケール相当）。負荷抵抗 500Ω以下
0～60 秒（0.01 秒ステップ）
積算流量増分出力
オープンコレクタ（定格：DC30V 0.25A）、
パルス幅変動方式、最小パルス幅設定可
2ch （上限アラーム出力、下限アラーム出力、その他エラー）
オープンコレクタ（定格：DC30V 0.25A）、NO/NC 選択可
4 線式 RS-422、4 線式 RS-485 全二重
データビット 8ｂｉｔ固定、偶数パリティ固定、ストップビット 1bit 固定
ボーレート可変：38400/57600/115200/230400/460800/921600 baud

利用しない/積算値リセット/ゼロ調整開始/両機能 から選択
NO/NC 選択可定格：DC30V 0.25A 以下。 DC5V～30V
10μsec1.5kΩ（４）表示機能表
示：
表示内容：

LCD 表示（20 文字×2 行）
瞬時流量、流速、積算流量（切り替え表示）、設定メニューなど（５）入力ボタン：

４入力ボタンによるメニュー操作（６）設定機能
設定項目：

アナログ出力フルスケール流量、デジタル出力、流量単位、パルスレート、
ダンピング時間、ローカット、アラーム上下限流量、など

4

5.2.

検 出 器
型
式；
測定管材質：
測定管口径：
筐体材質：
構
造：
測定対象：
液体温度：
最大圧力：
ケーブル：
重
量：

UFPE-7SN
ＮＥＷ ＰＦＡ
外径φ6mm 内径φ4mm
SUS304
ExdⅡBT6
水、各種薬液等（水以外の流体は事前にご確認ください）
0～50℃
0.6MPa（20℃）
標準 10m （最大 30m まで延長可能）
約 1200g■使用上の注意事項
・液体によっては測定できない場合もありますので、事前に実液での確認が必要となります。
水以外を測定する場合は実液での流量校正を行ってください。
・検出部最大圧力以下でご使用下さい。
（内圧によって測定配管に歪が生じた場合、実流校正が必要になる場合があります。）
・被測定液体に気泡が混入する場合、測定誤差が大きくなり測定不能となる場合があります。
■免責事項
・被測定液体に気泡が混入している場合には性能保証出来かねますのでご了承下さい。
■無償保証期間
出荷後 12 ヶ月
但し、以下の場合を除く。
・取扱説明書、本仕様書などに記載された以外の不適当な条件、環境、取扱い、使用方法に因る故障
・お客様の装置又はソフトウェアなど、本製品以外に起因する故障・当社以外による修理・改造に因る故障・当社出荷時の科学・技術水準では予見できなかった原因による故障
・その他、火災・地震・水害・落雷などの災害による故障
■製品寿命
6 年

5

変換器の取付

6.1.

設置場所についての注意事項
・本製品は屋内にてご使用ください。
・直射日光が当たらない場所、また高温や多湿にならない場所に設置してください。
・腐食性ガスや爆発性ガスのある場所は避けてください。
・強電磁機器からは、できるだけ離して設置し、誘導障害を受けないようにしてください。
・振動や衝撃が加わる場所から離して設置してください。

6.2.

取付（変換器本体）
・付属のホールディングクランプ、ホールディングスクリューを使用して取り付けてください。
・取付寸法は下図の通りです。

UFPE-700-V5-AP

6.

ＵＬＴＲＡ

UFPE-700-V5

67.

検出器の取付・検出器に表示されている流れ方向の矢印の向きに従って設置してください。
・検出器のチューブは必要に応じて切断しても構いませんが、上流側 50mm 以上、下流側 40mm 以上の長さを確保してください。これより短くした場合、測定は可能ですが測定精度低下の恐れがあります。
・また、この部分は直線状になるように配管を行ってください。
・配管や継手に負荷がかからないように設置してください。
・検出器の取り付けには継手をご用意ください。

注意・検出器チューブおよび信号ケーブルを回したり、引張ったりしないようお願いいたします。
検出器内部の信号線が断線し、故障する恐れがあります。
・変換器は非防爆エリアに設置してください。
・検出器の取り付けはＵボルト、または取り付けネジを使用して行います。

7

8.

接 続

8.1.

変換器と検出器の接続
変換器と検出器の接続は次の様に行ってください。
信号
ＢＮＣコネクタ
上
流
ＵＰ
下
流
ＤＯＷＮ

8.2.

備
検出器上流側へ
検出器下流側へ

考

電源及び入出力信号の接続
変換器への電源及び入出力信号の接続は次の様に行ってください。
信
名 称
電源入力

号

アナログ出力
積算パルス出力
アラーム出力FG
外部信号入力

極性
＋
－
＋
－
＋
－
＋
－
＋
－
＋
－

12P コネクタ
ピン番号
名称
１
DC+
２
DC３
I+
４
I５
P
６
PG
７
AL(H)
８
ALG
９
AL(L)
１０
FG
１１
RESET
１２
RESTG

備

考

DC12V～24V
DC4～20mA
負荷抵抗 500Ω以下
オープンコレクタ出力
定格：DC30V 0.25A 以下。DC5V～30V
オープンコレクタ出力
定格：DC30V 0.25A 以下。DC5V～30V

定格：DC30V 0.25A 以下。DC5V～30V
最小パルス幅：１０μｓｅｃ

注意・本変換器には電源スイッチがありません。電源が供給されると動作しますので、電源を供給する前に各部の接続を行ってください。
・供給電圧が銘板の電源電圧表示と誤りがないか必ず確認してください。電源電圧が違うと動作しないことや機器故障の原因となります。

8◆出力部接続例 オープンコレクタ出力（図は積算パルス出力ですが、アラーム出力も同様です）
Vcc
受信計器

P
PG

UFPE-700-V5-AP 変換器◆外部信号入力接続例

RESET
RESTG
UFPE-700-V5-AP 変換器＋
DC 5V～30V

・外部信号入力について
外部信号入力に対する処理はメニューで選択することが出来ます。
・なし
・積算リセット
外部信号入力（立ち上がり検知）によって積算リセットが行えます。（積算流量値の 0 クリアと同等です。）
・ゼロ調整開始
流量がゼロとなるようにオフセット量を自動調整します。
・両機能
積算リセットとゼロ調整の両方を同時に実行します。

・アラーム出力について
正常時は背面端子ＡＬ(H)、ＡＬ(L)はＯＦＦ状態となります。流量測定値が上限アラーム設定値以上になるとＡＬ(H)がＯＮ、流量測定値が下限アラーム設定値未満になるとＡＬ(L)がＯＮとなります。その他のエラーが起きた場合には、ＡＬ(H)、ＡＬ(L)両方がＯＮになります。いずれの場合もアラームとして出力する設定を行う必要があります。
動作例
設定例

流量指示値

ｽﾃｰﾀｽ表示液なし
流量 H リミット値： 200mL/min
流量 L リミット値： 100mL/min

0200mL/min 以上
200～100mL/min
100mL/min 以下

Ｅ
Ｈ
なし
Ｌ

9

アラーム出力
ＡＬ(H)
ＡＬ(L)
ＯＮ
ＯＮ
ＯＮ
ＯＦＦ
ＯＦＦ
ＯＦＦ
ＯＦＦ
ＯＮ

8.3.

電源及び入出力信号の接続手順
・12P コネクタ（入出力端子）１．各電線の先端５ｍｍ程度の皮膜を剥がします。
２．コネクタを変換器本体から外し、各ピンに皮膜を剥がした部分を差し込み、締め付けネジを回して固定します。コネクターの側面に記載しているピン番号と、前頁を照らし合わせて接続してください。
３.コネクタを本体に取り付けます。
・ＢＮＣコネクタ（検出器）
コネクタの樹脂部分を持ち、変換器側に押し込みます。外すときはコネクタの樹脂部分を持って引き抜きます。

UFPE-700-V5-AP

赤

黄

FG 線

10

9.

デジタル出力本変換器は RS-422/485 出力端子を装備し、専用ケーブル（オプション）を使用することによりパソコン等で測定データを取り込むことが出来ます。専用シリアルケーブルについては弊社営業部にお問い合わせください。
シリアルポートの通信設定は以下の通りです。
転送速度
38400/57600/115200/230400/460800/921600 baud
送信間隔10ms～60sec の任意時間（メニューで変更可）(422 モード時)
データビット長
8bit
ストップビット長
1bit
パリティ
偶数 (EVEN)
データ形式
422 モード時：ASCII 485 モード時：BINARY
信号線数
４線「422 モード」では、設定周期で測定流量を連続出力するのに対し、「485 モード」では、制御装置からのリク
エストがあったときにのみ測定流量を返信します。
「422 モード」では、デジタル出力が ON になっているときには定期的に出力されます。出力データ形式は以下のように、各データがカンマ「、」によって区切られます。

$E,10,12.345,56789.123, <CR><LF>
① ②
①
②
③
④
⑤

③

④

⑤

測定値識別文字「＄」とエラー識別文字
ステータスコード （１６進表記）
瞬時流量値 （選択単位）
積算流量値 （選択単位）
改行文字 （通常は見えません）「485 モード」では、バイナリのヘッダの後に 422 モードと同じ文字列が続く書式になっています。出力データ
形式は以下の通りです。

①
②
③
④

'!'

<ID>

<length><測定データ列>

①

②

③

④

ヘッダコード（21hex, 33dec）
485 ID 番号
測定データ列長
測定データ列

１バイト
１バイト
1 バイト （n を格納）
n バイト 422 モードと同じ書式

コマンド
シリアルポートは測定データ出力以外にパラメータの設定や取得を行うためのコマンド送受信に使用することができます。詳細は「通信仕様書」を参照してください。

1110. 起動及び停止
10.1. 起動（ＰＯＷＥＲ ＯＮ）
本変換器には電源スイッチがありません。電源が供給されると動作しますので、電源を供給する前に必ず各接続部の点検を行ってください。電源ＳＷが必要な場合は外部に取り付けてください。
10.2. 停止（ＰＯＷＥＲ ＯＦＦ）
電源供給を停止すると、動作を停止します。
・各種パラメータは設定している値を保持するため、再度電源を入れた際に再設定の必要はありません。
・積算流量値は電源断時の値を保持します。

11. パラメータの設定及び変更
ここではメニューの各項目について説明します。なお英語表記のみを説明していますが、対応する日本語表
記につきましては「日本語・英語対応表」を参照してください。
11.1. 基本操作
11.1.1. 通常メニュー
【↑】キー
【↓】キー
【ＳＥＴ】キー【ＭＯＤＥ】キー

次のメニュー項目を表示します。
前のメニュー項目を表示します。
下位メニューへ移動します。
上位メニューに戻ります。

11.1.2. リスト選択メニュー
【↑】キー
【↓】キー
【ＳＥＴ】キー【ＭＯＤＥ】キー

次のリスト項目を表示します。
前のリスト項目を表示します。
現在のリスト項目の選択を確定して上位メニューへ戻ります。
現在の操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。

11.1.3. 数値編集メニュー
【↑】キー
【↓】キー
【ＳＥＴ】キー【ＭＯＤＥ】キー

現在の編集桁の数値を増やします（符号の場合には反転させます）。
現在の編集桁の数値を減らします（符号の場合には反転させます）。
現在の編集桁の変更を確定して次の桁編集に移行します。最下桁を編集中だった
場合には数値を確定して上位メニューに戻ります。
編集をキャンセルして上位メニューに戻ります。

1211.2. 操作流れ図
操作の流れの概要図を以下に示します。

【↓】【↑】表示切替

電源 ON
測定画面

【SET】

【MODE】

トップメニュー【SET】【MODE】【↓】【↑】メニュー切替【SET】次サブメニュー移動（メニュータイプ）

サブメニュー【↓】【↑】リスト項目切替

【SET】

【SET】
【SET】確定【MODE】キャンセル【SET】確定（最下桁）【MODE】キャンセル【↓】【↑】数値増減【SET】桁確定、次桁移動（最下桁以外）

数値編集
メニュー

リスト選択
メニュー

11.3. 測定画面
測定画面では、【↑】、【↓】キーによって表示データを切り替えることができます。どの測定値表示からでも【MODE】キーによってトップメニューに移行します。
Flow Rate
123.456 mL/min
【↑】↓
↑【↓】
Velocity
0.456 m/sec
【↑】↓
↑【↓】
Total Flow
12345.678 mL
【↑】↓
↑【↓】
123.456 mL/min
12345.678 mL
【↑】↓
↑【↓】

瞬時流量のみを表示します。
単位は「1-1-1 Flow Rate」で変更することができます。
流速のみを表示します。
単位は「1-1-2 Velocity」で変更することができます。
積算流量値のみを表示します。
単位は「1-1-3 Total Flow」で変更することができます。
※【SET】キーの 3 秒間長押しで積算値を 0 クリアすることができます。
上段に瞬時流量、下段に積算流量値を表示します。各測定値の選択単位が表示されます。
※【SET】キーの 3 秒間長押しで積算値を 0 クリアすることができます。

積算値表示は表示限界を超えると０リセットされます。

13

11.4. トップメニュー
測定画面において【MODE】キーを押すことでトップメニューに移行します。
MENU:
1 Setting
2 Confirm
3 Adjust
4 Information
5 Service

1 Setting
主に使用開始時に必要な設定がまとめられています。
2 Confirm
現在の設定を確認するためのメニューです。
3 Adjust
装置の能力を最大限に生かすための調整項目からなります。
4 Information
装置の状態や測定状態を確認するためのメニューです。

キー操作 【MODE】
【↑】
【↓】
【SET】

5 Service
装置の性能に関連する設定がまとめられています。サービス用のため、パスコードによるプロテクトがかけられています。
測定画面に戻ります。
次のメニュー項目を表示します。
前のメニュー項目を表示します。
下位メニューに移動します。

11.5. 設定（Setting）メニュー
1 Setting
1-1 Unit
1-2 Analog Output
1-3 Digital Output
1-4 Pulse Output
1-5 Alarm Output
1-6 Line Input
1-7 Damping
1-8 Flow Low Cut
1-9 Total Flow Calc
1-10 Display Digits

1-1 Unit
測定値の単位を選択します。
1-2 Analog Output
アナログ（4-20mA）出力の設定を行います。
1-3 Digital Output
デジタル（シリアル）出力の設定を行います。
1-4 Pulse Output
パルス出力の設定を行います。
1-5 Alarm Output
アラーム出力の設定を行います。
1-6 Line Input
外部信号入力の設定を行います。
1-7 Damping
瞬時流量値のダンピング時間を設定します。
1-8 Flow Low Cut
瞬時流量値のローカット値を設定します。
1-9 Total Flow Calc
積算流量の演算方法を選択します。

1-10 Display Digits
瞬時流量、積算流量の小数点以下の表示桁数を選択します。
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻ります。
【↑】
次のメニュー項目を表示します。
【↓】
前のメニュー項目を表示します。
【SET】 下位メニューに移動します。
14

11.5.1. 単位メニュー
1-1 Unit
1-1-1 Flow Rate
1-1-2 Velocity
1-1-3 Total Flow

1-1-1 Flow Rate
瞬時流量値の単位を選択します。
1-1-2 Velocity
流速値の単位を選択します。

1-1-3 Total Flow
積算流量値の単位を選択します。
キー操作 【MODE】 Setting メニューに戻ります。
【↑】
次のメニュー項目を表示します。
【↓】
前のメニュー項目を表示します。
【SET】 下位メニューに移動します。
11.5.1.1. 瞬時流量単位メニュー
1-1-1 Flow RatemL/minmL/sec
L/sec
L/min
L/hour

瞬時流量値の単位を選択します（初期値: mL/min）。

キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。
11.5.1.2. 流速単位メニュー
1-1-2 Velocity
m/sec
m/min

流速値の単位を選択します（初期値: m/sec）。

キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。
11.5.1.3. 瞬時流量単位メニュー
1-1-3 Total FlowmL
L

積算流量値の単位を選択します（初期値: mL）。

キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

15

11.5.2. アナログ出力メニュー
1-2 Analog Output
1-2-1 Full Scale
1-2-2 On Error

1-2-1 Full Scale
流量フルスケール値を入力します。

1-2-2 On Error
エラー発生時の出力電流値を選択します。
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻ります。
【↑】
次のメニュー項目を表示します。
【↓】
前のメニュー項目を表示します。
【SET】 下位メニューに移動します。
※アナログ出力は常時 ON です。
11.5.2.1. 流量フルスケール値入力
1-2-1 Full Scale□□□□.□□
mL/min

フルスケール値を入力します（初期値：1000mL/min 相当値）。
0～9999.999 mL/min 相当値まで入力できます。
範囲外の数値を設定しようとした場合には、設定可能範囲内の数値に置き換えられて編集が継続します。
キー操作 【MODE】 現在の数値編集をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
編集桁の数値を増やします。
【↓】
編集桁の数値を減らします。
【SET】 現在の桁の編集を終了して次の桁編集に移行（最下桁以外のとき）、
あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります（最下桁のとき）。

11.5.2.2. エラー時アナログ出力選択
1-2-2 On Error
Hold （初期値）
Hold
最後の正常測定値の状態を維持します。
0 mA
2 mA
0～24 mA
4 mA
指定された電流値を出力します。
20 mA
22 mA
24 mA
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.5.3. デジタル出力メニュー
1-3 Digital Output
1-3-1 On/Off
1-3-2 Baud Rate
1-3-3 485 ID
1-3-4 Terminator
1-3-5 Data Rate

1-3-1 On/Off
デジタル出力の ON/OFF を設定します。
1-3-2 Baud Rate
ボーレートを選択します。
1-3-3 485 ID
485 モードのＩＤ（個体識別番号）を設定します。「０」を選択した時には422 モードになります。
1-3-4 Terminator
信号線のターミネータを ON/OFF を設定します。
1-3-5 Data Rate
測定値の出力周期（頻度）を設定します。422 モード時のみ使用可能です。
16

キー操作 【MODE】 上位メニューに戻ります。
【↑】
次のメニュー項目を表示します。
【↓】
前のメニュー項目を表示します。
【SET】 下位メニューに移動します。
11.5.3.1. デジタル出力 ON/OFF
1-3-1 On/Off
On
Off

On
デジタル出力を有効にします。
485 モード選択時には、「On」であっても測定データの定期出力は行
われません。

Off
デジタル出力を無効にします（初期値）。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。
11.5.3.2. デジタル出力ボーレート選択
1-3-3 BaudRate
ボーレートを選択します （初期値：38400 baud）。
38400 baud
57600 baud
115200 baud
230400 baud
460800 baud
921600 baud
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。
11.5.3.3. 422/485 モード切替 及び 485 ID 設定
1-3-3 485 ID
422/485 モードの切替及び 485 モードにおけるＩＤを設定します。
□□□
0～255 まで入力できます。0 を設定すると 422 モードになります（485 モードにおける ID=0 は使用できません）。
キー操作 【MODE】 現在の数値編集をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
編集桁の数値を増やします。
【↓】
編集桁の数値を減らします。
【SET】 現在の桁の編集を終了して次の桁編集に移行（最下桁以外のとき）、
あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります（最下桁のとき）。
11.5.3.4. デジタル出力ターミネータ切り替え
1-3-4 TerminatorOffOn

422/485 信号線のターミネータの有効・無効を切り替えます。
422 モードでは常に「有効」で使用してください。
Off
ターミネータを無効にしますOn
ターミネータを有効にします（初期値）
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。
1711.5.3.5. デジタル出力周期設定
1-3-5 Data Rate□□.□□

出力周期値を入力します（初期値：0.5sec）。
0.01～60.00 sec まで入力できます。
範囲外の数値を設定しようとした場合には、設定可能範囲内の数値に置き換えられて編集が継続します。
本メニューは「1-3-3 485 ID」を「０」（=422 モード）に設定したときのみ使用可能です。
キー操作 【MODE】 現在の数値編集をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
編集桁の数値を増やします。
【↓】
編集桁の数値を減らします。
【SET】 現在の桁の編集を終了して次の桁編集に移行（最下桁以外のとき）、
あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります（最下桁のとき）。
sec

11.5.4. パルス出力メニュー
Setting ニューにおいて「1-4 Pulse Output」を表示した状態で【SET】キーを押すことで移行します。
積算値増分に相当するパルス出力について設定します。
1-4 Pulse Output
1-4-1 On/Off
1-4-1 On/Off
パルス出力の ON/OFF を設定します。
1-4-2 Rate
1-4-3 Min Pulse Wid.
1-4-2 Rate
1 パルスの重み（積算値増分）を選択します。
1-4-3 Min Pulse Wid.
出力パルスの最小幅を入力します。
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻ります。
【↑】
次のメニュー項目を表示します。
【↓】
前のメニュー項目を表示します。
【SET】 下位メニューに移動します。
11.5.4.1. パルス出力 ON/OFF 選択
1-4-1 On/Off
On
Off

On
パルス出力を有効にします。

Off
パルス出力を無効にします（初期値）。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。
11.5.4.2. パルス出力レート選択
1-4-2 Rate
パルス出力レートを選択します（初期値：1mL）。
1 uL
10 uL
ここで選択した量だけ積算値が増えた時に 1 パルス出力されます。
100 uL200 uL
1 mL
10 mL
100 mL
1 L
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

18

11.5.4.3. パルス最小幅入力
出力されるパルスの最小幅を us 単位で設定します。パルスの幅が狭い場合、受け取る側の装置でパルスとして認識できない場合があります。
1-4-3 Min Pulse Wid.
パルス最小幅を入力します（初期値：1000us = 1ms）。
□□□□□□
us
1～100000(100ms)まで入力できます。
範囲外の数値を設定しようとした場合には、設定可能範囲内の数値に置き換えられて編集が継続します。
キー操作 【MODE】 現在の数値編集をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
編集桁の数値を増やします。
【↓】
編集桁の数値を減らします。
【SET】 現在の桁の編集を終了して次の桁編集に移行（最下桁以外のとき）、
あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります（最下桁のとき）。
11.5.5. アラーム出力メニュー
1-5 Alarm Output
1-5-1 Logic
1-5-2 Choose Error
1-5-3 Flow L Limit
1-5-4 Flow H Limit
1-5-5 Recovery Range

1-5-1 Logic
アラーム信号の論理を選択します。
1-5-2 Choose Error
アラーム出力したいエラー種別を選択します。
1-5-3 Set L Limit
L Limit アラーム有効時の流量下限値を入力します。
1-5-4 Set H Limit
H Limit アラーム有効時の流量上限値を入力します。

1-5-5 Recovery Range
アラームを解除するための流量変化量を入力します。
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻ります。
【↑】
次のメニュー項目を表示します。
【↓】
前のメニュー項目を表示します。
【SET】 下位メニューに移動します。
11.5.5.1. アラーム出力論理メニュー
1-5-1 Logic
Normally Open
Normally Close

Normally Open
通常切断状態(OFF)で、アラーム発生時に接続(ON)します（初期値）。

Normally Close
通常接続状態(ON)で、アラーム発生時に切断(OFF)します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

19

11.5.5.2. アラーム出力エラー選択
すべてのエラー種別を OFF に設定した時にはアラーム出力は OFF になります。
1-5-2 Choose Error
1-5-1-1 Device Error
1-5-2-1 Device Error
ハードウェアに問題があるときにアラーム出力します。
1-5-2-2 Empty Liquid
1-5-2-3 Calc Error
1-5-2-2 Empty Liquid
1-5-2-4 Wave Error
測定管内の液体がなくなったときにアラーム出力します。
1-5-2-5 Full Scale
1-5-2-6 Flow H Limit
1-5-2-3 Calc Error
1-5-2-7 Flow L Limit
演算で問題があったときにアラーム出力します。
1-5-2-4 Wave Error
受波振幅が極小/極大のときにアラーム出力します。
1-5-2-5 Full Scale
瞬時流量値がフルスケール値を超えた時にアラーム出力します。
1-5-2-6 Flow H Limit
瞬時流量値が H Limit 値を超えた時にアラーム出力します。
1-5-2-7 Flow L Limit
瞬時流量値が L Limit 値を下回った時にアラーム出力します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。
11.5.5.2.1. 装置エラー時アラーム出力 ON/OFF 選択
1-5-2-1 Device Error
Off
Off
ハードウェアに問題があってもアラーム出力しません（初期値）。
On
On
ハードウェアに問題があるときにアラーム出力します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。
11.5.5.2.2. 液なし時アラーム出力 ON/OFF 選択
1-5-2-2 Empty Liquid
Off
Off
測定管内の液体がなくなってもアラーム出力しません（初期値）。
On
On
測定管内の液体がなくなったときにアラーム出力します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

20

11.5.5.2.3. 演算エラー時アラーム出力 ON/OFF 選択
1-5-2-3 Calc Error
Off
Off
演算で問題があってもアラーム出力しません（初期値）。
On
On
演算で問題があったときにアラーム出力します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.5.5.2.4. 受波異常時アラーム出力 ON/OFF 選択
1-5-2-4 Wave Error
OffOff
受波振幅が極小/極大であってもアラーム出力しません （初期値）。
On
On
受波振幅が極小/極大のときにアラーム出力します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。
11.5.5.2.5. フルスケール超過時アラーム出力 ON/OFF 選択
1-5-2-5 Full Scale
Off
Off
瞬時流量値がフルスケール値を超えてもアラーム出力しません（初
On
期値）。
On
瞬時流量値がフルスケール値を超えた時にアラーム出力します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。
11.5.5.2.6. H Limit 超過時アラーム出力 ON/OFF 選択
1-5-2-6 Flow H Limit
Off
Off
瞬時流量値が H Limit 値を超えてもアラーム出力しません（初期値）。
On
On
瞬時流量値が H Limit 値を超えた時にアラーム出力します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

21

11.5.5.2.7. L Limit 超過時アラーム出力 ON/OFF 選択
1-5-2-7 Flow L Limit
Off
Off
瞬時流量値が L Limit 値を下回ってもアラーム出力しません（初期
On
値）。
On
瞬時流量値が L Limit 値を下回った時にアラーム出力します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。
11.5.5.3. アラーム 流量 L リミット値入力
1-5-3 Set L Limit±□□□□.□□
mL/min

流量下限リミット値を入力します（初期値：0mL/min 相当値）。
-9999.99～9999.999 mL/min 相当値まで入力できます。
範囲外の数値を設定しようとした場合には、設定可能範囲内の数値に置き換えられて編集が継続します。
キー操作 【MODE】 現在の数値編集をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
編集桁の数値を増やす、あるいは符号を切り替えます。
【↓】
編集桁の数値を減らす、あるいは符号を切り替えます。
【SET】 現在の桁の編集を終了して次の桁編集に移行（最下桁以外のとき）、
あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります（最下桁のとき）。

11.5.5.4. アラーム 流量 H リミット値入力
1-5-4 Set H Limit±□□□□.□□
mL/min

流量上限リミット値を入力します（初期値：1000mL/min 相当値）。
-9999.99～9999.999 mL/min 相当値まで入力できます。
範囲外の数値を設定しようとした場合には、設定可能範囲内の数値に置き換えられて編集が継続します。
キー操作 【MODE】 現在の数値編集をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
編集桁の数値を増やす、あるいは符号を切り替えます。
【↓】
編集桁の数値を減らす、あるいは符号を切り替えます。
【SET】 現在の桁の編集を終了して次の桁編集に移行（最下桁以外のとき）、
あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります（最下桁のとき）。

11.5.5.5. アラーム 解除流量幅設定
1-5-5 Recovery Range□□.□

アラームを解除するための流量変化量をフルスケール値に対する割合で入力します（初期値：1.0%）。
0.0～20.0%まで入力できます。
範囲外の数値を設定しようとした場合には、設定可能範囲内の数値に置き換えられて編集が継続します。
キー操作 【MODE】 現在の数値編集をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
編集桁の数値を増やす、あるいは符号を切り替えます。
【↓】
編集桁の数値を減らす、あるいは符号を切り替えます。
【SET】 現在の桁の編集を終了して次の桁編集に移行（最下桁以外のとき）、
あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります（最下桁のとき）。
%

22

H リミットの例
フルスケール値： 1000 mL/min
H リミット値：
800 mL/min
アラーム解除幅率： 1% (10mL に相当)
流量 (mL/min)
800
790

H アラーム出力

11.5.6. 外部信号入力機能選択
外部信号が入力されたときに呼び出す機能を選択します。
1-6 Line Input
1-6-1 Logic
1-6-1 Logic
入力信号の論理を選択します。
1-6-2 Function
1-6-2 Function
信号入力時の機能を選択します。
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻ります。
【↑】
次のメニュー項目を表示します。
【↓】
前のメニュー項目を表示します。
【SET】 下位メニューに移動します。
11.5.6.1. 外部信号論理メニュー
1-6-1 Logic
Normally Open
Normally Close

Normally Open
入力信号が Low->High に変化したときに選択機能を実行します(初期値)。

Normally Close
入力信号が High->Low に変化したときに選択機能を実行します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

23

11.5.6.2. 外部信号入力機能選択
外部信号入力端子が High になったときに呼び出す機能を選択します。
1-6-2 Line Input
None （初期値）
None
何も処理しません。
Clear TotalFlow
Start Zero Adj.
Clear TotalFlow
Both Function
積算流量値を０クリアします。
Start Zero Adj.
流量ゼロ（オフセット）調整を実行します。
Both Function
積算値クリアと流量ゼロ調整の両方を実行します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のメニュー項目を表示します。
【↓】
前のメニュー項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。
11.5.7. ダンピング時間入力
測定値（瞬時流量値）を平滑化する時間を指定します。設定時間において 90%応答（一次遅れ）となります。0 を設定するとダンピングは無効になります。
1-7 Damping
ダンピング時間を入力します（初期値：0.0 = ダンピングなし）。
□□.□□
sec
0.0～60.0sec まで入力できます。
範囲外の数値を設定しようとした場合には、設定可能範囲内の数値に置き換えられて編集が継続します。
キー操作 【MODE】 現在の数値編集をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
編集桁の数値を増やします。
【↓】
編集桁の数値を減らします。
【SET】 現在の桁の編集を終了して次の桁編集に移行（最下桁以外のとき）、
あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります（最下桁のとき）。
ダンピング無し

ダンピング有り11.5.8. 瞬時流量ローカット値入力
測定値（瞬時流量値）が設定した値を下回った時に測定値を０とします。
1-8 Flow Low Cut
ローカット値を入力します（初期値：-999.99 mL/min 相当値）。
±□□□□.□□
mL/min-9999.99～9999.999 mL/min 相当値まで入力できます。
範囲外の数値を設定しようとした場合には、設定可能範囲内の数値に置き換えられて編集が継続します。
キー操作 【MODE】 現在の数値編集をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
編集桁の数値を増やす、あるいは符号を切り替えます。
【↓】
編集桁の数値を減らす、あるいは符号を切り替えます。
【SET】 現在の桁の編集を終了して次の桁編集に移行（最下桁以外のとき）、
あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります（最下桁のとき）。

24

11.5.9. 積算流量演算方法選択
積算流量を演算する方法を選択します。
1-9 Total Flow Calc
both ±flow （初期値）
both ±flow
瞬時流量がプラスの場合には積算値に加算し、マイナスの場合には+flow only
積算値から減算します。ただし積算値は０以下にはなりません。
+flow only
瞬時流量がプラスの場合のみ積算値に加算します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のメニュー項目を表示します。
【↓】
前のメニュー項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.5.10.表示桁数選択 メニュー
1-10 Display Digits
1-10-1 Flow Rate
1-10-2 Total Flow

1-10-1 Flow Rate
瞬時流量値の小数点以下の表示桁数を設定します。

1-10-2 Total Flow
積算流量値の小数点以下の表示桁数を設定します。
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻ります。
【↑】
次のメニュー項目を表示します。
【↓】
前のメニュー項目を表示します。
【SET】 下位メニューに移動します。

11.5.10.1. 瞬時流量表示桁数
ＬＣＤに表示される瞬時流量の小数点以下の桁数を選択します。
1-10-1 Flow Rate０：
小数点以下の数値を表示しません。
0
１～３： 選択した桁数表示します。
1（初期値：３）2
3
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のメニュー項目を表示します。
【↓】
前のメニュー項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.5.10.2. 積算流量表示桁数
ＬＣＤに表示される積算流量の小数点以下の桁数を選択します。
1-10-2 Total Flow０：
小数点以下の数値を表示しません。
0
１～３： 選択した桁数表示します。
1（初期値：３）2
3
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のメニュー項目を表示します。
【↓】
前のメニュー項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

25

11.6. 設定確認（Confirm）メニュー
この画面は現在の設定を確認するだけで変更することはできません。キー操作はすべての画面について共通です。
【MODE】 上位メニューに戻ります。
【↑】
次の項目を表示します。
【↓】
前の項目を表示します。
【SET】 <機能なし>
11.6.1. フルスケール値
2-1 Full Scale
1000.00 mL/min①②

11.6.2. ダンピング値
2-2 DampingOFF
60.00 sec①②

①現在の流量フルスケール値②現在選択されている流量単位①OFF ダンピング OFF（②が 0.0 に設定されているとき）ON
ダンピング ON （②が 0.0 以外に設定されているとき）②現在選択されているダンピング時間

11.6.3. 流量ローカット値
2-3 Flow Low Cut-999.990 mL/min①②①現在の流量ローカット値②現在選択されている流量単位

11.6.4. スムージングフィルタ選択
2-4 Smoothing FilterNone①①現在選択されているフィルタ種別

11.6.5. スケーリング値と選択
2-5 Scaling
No.1
+1.00
①
②

11.6.6. 流量オフセット値
2-6 Flow Offset-999.990 mL/min①②①スケールテーブル選択「No.1」～「No.4」②①で選択されたテーブルに設定されているスケール値①現在の流量オフセット値②現在選択されている流量単位
スケーリングが適用されない値が表示されます。

11.6.7. アナログ出力設定
2-7 Analog Output
ON
24 mA
①
②

①アナログ出力状態（常時 ON）②エラー時の出力選択

26

11.6.8. デジタル出力設定
422 モード選択時
2-8 Digital Output
ON
422
0.50
①
②
③
④

115k
⑤

485 モード選択時
2-8 Digital Output
ON
485
100
①
②
③
④

115k
⑤

11.6.9. パルス出力設定
2-9 Pulse Output
ON
1 mL
1000 us①②③

11.6.10.アラーム出力設定
2-10 Alarm Output
NC C D E F H L W① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

11.6.11.外部信号入力設定
2-11 Line Input
NC
None
①
②

①デジタル出力状態②モード③測定データ出力周期（秒）④ターミネータ状態(ターミネータＯＮで”ＴＭ”表示)⑤ボーレート①デジタル出力状態②モード③ID（個体識別コード）④ターミネータ状態(ターミネータＯＮで”ＴＭ”表示)⑤ボーレート①パルス出力状態②１パルス重み③最小パルス幅①NC – Normally Close
NO – Normally Open
②C 演算エラー選択あり- 演算エラー選択なし③D ハードウェアエラー選択あり- ハードウェアエラー選択なし④E 液なしエラー選択あり- 液なしエラー選択なし⑤F 流量フルスケール超過エラー選択あり- 流量フルスケール超過エラー選択なし⑥H 流量 H リミット超過エラー選択あり- 流量 H リミット超過エラー選択なし⑦L 流量 L リミット超過エラー選択あり- 流量 L リミット超過エラー選択なし⑧W 受波異常エラー選択あり- 受波異常エラー選択なし①NC – Normally Close
NO – Normally Open
②None
機能選択なしClear TotalＦlow 積算流量クリア
Start Zero Adj. ゼロ調整開始
Both Function
積算流量クリア + ゼロ調整開始

27

11.7. 調整（Adjust）メニュー
3 Adjust
3-1 Total Flow
3-2 Flow Offset
3-3 Analog Output
3-4 Scaling Select3-5 Scaling Value
3-6 AGC
3-7 Manual Gain
3-8 Smoothing Filter
3-9 LCD
3-10 Language
3-11 Analog Test
3-12 Pulse Test
3-13 Alarm Test
3-14 Reset Parameter

3-1 Total Flow
積算値の設定・調整を行います。
3-2 Flow Offset
瞬時流量オフセットの設定・調整を行います。
3-3 Analog Output
アナログ出力の調整を行います。
3-4 Scaling Select
スケーリングテーブルを選択します。
3-5 Scaling Value
スケーリングテーブルの値を設定します。
3-6 AGC
オートゲイン機能の ON/OFF を設定します。
3-7 Manual Gain
オートゲイン OFF のときのゲイン値を設定します。
3-8 Smoothing Filter
瞬時流量の変動を抑えるためのフィルタを選択します。
3-9 LCDLCD に関する設定を行います。
3-10 Language
LCD 表示言語を選択します。
3-11 Analog Test
アナログのテスト出力を行います。
3-12 Pulse Test
パルスのテスト出力を行います。
3-13 Alarm Test
アラームのテスト出力を行います。

3-14 Reset Parameter
設定値を初期化します。
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻ります。
【↑】
次のメニュー項目を表示します。
【↓】
前のメニュー項目を表示します。
【SET】 下位メニューに移動します。

28

11.7.1. 積算流量調整
3-1 Total Flow
3-1-1 Input
3-1-2 Clear

3-1-1 Input
積算流量値を直接入力します。

3-1-2 Clear
積算流量値をリセット（０クリア）します。
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻ります。
【↑】
次のメニュー項目を表示します。
【↓】
前のメニュー項目を表示します。
【SET】 下位メニューに移動します。
11.7.1.1. 積算流量調整
3-1-1 Input□□□□□□□□.□□□

積算流量値を直接入力します。
mL

キー操作 【MODE】 現在の数値編集をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
編集桁の数値を増やします。
【↓】
編集桁の数値を減らします。
【SET】 現在の桁の編集を終了して次の桁編集に移行（最下桁以外のとき）、
あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります（最下桁のとき）。
11.7.1.2. 積算流量リセット
3-1-2 Clear
CancelExecuteCancel
積算流量値のリセットを取消します。

Execute
積算流量値のリセットを実行します。
キー操作 【MODE】 実行をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 選択項目の処理を実行して上位メニューに戻ります。
11.7.2. 瞬時流量オフセット調整
3-2 Flow Offset
3-2-1 Auto Ajust
3-2-2 Input
3-2-2 Clear

3-2-1 Auto Adjust
流量オフセットの自動調整を実行します。
3-2-2 Input
流量オフセット値を直接入力します。

3-2-3 Clear
流量オフセット値をリセット（０クリア）します。
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻ります。
【↑】
次のメニュー項目を表示します。
【↓】
前のメニュー項目を表示します。
【SET】 下位メニューに移動します。

29

11.7.2.1. 瞬時流量リセット
3-2-1 Auto Adjust
CancelExecuteCancel
瞬時流量オフセットの自動調整を実行しません。

Execute
瞬時流量オフセットの自動調整を実行します。
キー操作 【MODE】 実行をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 選択項目の処理を実行して上位メニューに戻ります。
11.7.2.2. 瞬時流量オフセット値入力
3-2-2 Input±□□□□.□□ mL/min

瞬時流量のオフセット値を直接入力します （初期値：０）。

スケーリングが適用される前の値を設定してください。
キー操作 【MODE】 現在の数値編集をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
編集桁の数値を増やす、あるいは符号を切り替えます。
【↓】
編集桁の数値を減らす、あるいは符号を切り替えます。
【SET】 現在の桁の編集を終了して次の桁編集に移行（最下桁以外のとき）、
あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります（最下桁のとき）。
11.7.2.3. 瞬時流量オフセット値リセット
3-2-3 Clear
CancelExecuteCancel
瞬時流量値のリセットを実行しません。

Execute
瞬時流量値のリセットを実行します。
キー操作 【MODE】 実行をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 選択項目の処理を実行して上位メニューに戻ります。
11.7.3. アナログ出力調整
3-3 Analog Output
3-3-1 4mA (zero)
3-3-2 20mA (span)

3-3-1 4mA (zero)
アナログ出力 4mA 時の微調整値を入力します （初期値：０００）。

3-3-2 20mA (span)
アナログ出力 20mA 時の微調整値を入力します（初期値：０００）。
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻ります。
【↑】
次のメニュー項目を表示します。
【↓】
前のメニュー項目を表示します。
【SET】 下位メニューに移動します。
11.7.3.1. 4mA（ゼロ点）調整
3-3-1 4mA (zero)
±□□□

uA

4mA の出力電流調整値（uA 単位）を入力します。
4mA は流量０のときに出力される電流値です。

キー操作 【MODE】 現在の数値編集をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
編集桁の数値を増やす、あるいは符号を切り替えます。
【↓】
編集桁の数値を減らす、あるいは符号を切り替えます。
【SET】 現在の桁の編集を終了して次の桁編集に移行（最下桁以外のとき）、
あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります（最下桁のとき）。

30

11.7.3.2. 20mA（スパン）調整
3-3-2 20mA (span)±□□□uA

20mA の出力電流調整値（uA 単位）を入力します。
20mA は流量フルスケール値のときに出力される電流値です。

キー操作 【MODE】 現在の数値編集をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
編集桁の数値を増やす、あるいは符号を切り替えます。
【↓】
編集桁の数値を減らす、あるいは符号を切り替えます。
【SET】 現在の桁の編集を終了して次の桁編集に移行（最下桁以外のとき）、
あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります（最下桁のとき）。
11.7.4. スケーリングテーブル選択
3-4 Scaling Select
スケーリングとして使用するテーブル番号を選択します。
No.1
No.2
各テーブルへのスケーリング値の設定は「3-5 Scaling Value」
No.3
で行います。
No.4
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻ります。
【↑】
次のメニュー項目を表示します。
【↓】
前のメニュー項目を表示します。
【SET】 下位メニューに移動します。
11.7.5. スケーリングテーブル値設定
3-5 Scaling Value
各テーブルにスケーリング値を設定します。
3-5-1 Table #1
3-5-2 Table #2
3-5-3 Table #3
3-5-4 Table #4
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻ります。
【↑】
次のメニュー項目を表示します。
【↓】
前のメニュー項目を表示します。
【SET】 下位メニューに移動します。
11.7.5.1. スケーリング値入力「3-5-1 Table #1」～「3-5-4 Table #4」はすべて処理が同じです。
3-5-x Table #x
スケーリング値を入力します。
□□. □□
0.1～30.0 （初期値：1.0）
キー操作 【MODE】 現在の数値編集をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
編集桁の数値を増やします。
【↓】
編集桁の数値を減らします。
【SET】 現在の桁の編集を終了して次の桁編集に移行（最下桁以外のとき）、
あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります（最下桁のとき）。
11.7.6. AGC（オートゲイン）設定
3-6 AGC
On
Off

On
AGC を ON にします。最適な受波が得られるようにゲインを自動的に調整します （初期値）。

Off
AGC を OFF にします。ゲインを固定して測定したいときに使用します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

31

11.7.7. マニュアルゲイン値入力
3-7 Manual Gain□□□

マニュアルゲイン値を入力します。
AGC が OFF に設定された場合にこの値がゲイン値として使用されます。
キー操作 【MODE】 現在の数値編集をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
編集桁の数値を増やします。
【↓】
編集桁の数値を減らします。
【SET】 現在の桁の編集を終了して次の桁編集に移行（最下桁以外のとき）、
あるいは現在の数値編集を確定して上位メニューに戻ります（最下桁のとき）。

11.7.8. スムージングフィルタ選択
スムージングフィルタを使用すると、気泡が多く含まれる流体でも比較的安定して流量測定することができます。スムージングフィルタを選択した場合、ローカット値の設定に関係なく、瞬時流量は「正値」のみ出
力されます。フィルタによっては流量が少ない場合（50mL/min 以下）の流量が多少暴れたり、基本的に安定性と応答性はトレードオフの関係にあります。
3-8 Smoothing Filter
None
None
フィルタを OFF にします（初期値）。
Combo
Stable + Rapid
Combo
Stable「Simple」と「Stable + Rapid」を組み合わせたタイプです。
Rapid
SimpleStable + Rapid
定流量に適しています。流量の変化があったときにも比較的追従できます。
Stable
定流量に適しています。「Stable + Rapid」に比べて微増減への追従性が鈍くなりますが定流量域の安定性が高くなります。
Rapid
吐出型（短時間で流量が急激に変化）の流量に適しています。
Simple
流量の急変化をカットして緩やかな変化にします。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.7.9. LCD 設定
3-9 LCD
3-9-1 Back Light
3-9-2 Contrast

3-9-1 Backlight
バックライトの状態を設定します。

3-9-2 Contrast
コントラストを変更します。
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻ります。
【↑】
次のメニュー項目を表示します。
【↓】
前のメニュー項目を表示します。
【SET】 下位メニューに移動します。

32

11.7.9.1. LCD バックライト
3-9-1 Back LightOffOn
5 sec On

Off
バックライトを消灯します。
On
バックライトを常時点灯します（初期値）。

5 sec On
キー操作が行われたときに点灯し、５秒後に消灯します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.7.9.2. LCD コントラスト
3-9-2 Contrast
Low
MiddleHigh

Low
低コントラストを選択します。
Middle
中コントラストを選択します（初期値）。

High
高コントラストを選択します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。

11.7.10.表示言語
3-10 Language
EnglishJapanese

English英語表記を選択します（初期値）。

Japanese
日本語表記を選択します。
キー操作 【MODE】 現在のリスト選択操作をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 現在のリスト選択操作を確定して上位メニューに戻ります。
11.7.11.アナログ出力テスト
メニューに入ると即座にアナログ出力がテスト出力にかわります。
3-11 Analog Test
表示されている電流値が出力されます。
0 mA
4 mA
12 mA
20 mA
24 mA
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻ります（アナログ出力は元に戻ります）。
【↑】
次のリスト項目を表示・アナログ出力します。
【↓】
前のリスト項目を表示・アナログ出力します。
【SET】 上位メニューに移動します（アナログ出力は元に戻ります）。

33

11.7.12.パルス出力テスト
メニューに入ると即座にパルス出力がテスト出力にかわります。
3-12 Pulse Test
表示されている周期のパルスが出力されます。
10 Hz
100 Hz
1 KHz
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻ります（パルス出力は元に戻ります）。
【↑】
次のリスト項目を表示・パルス出力します。
【↓】
前のリスト項目を表示・パルス出力します。
【SET】 上位メニューに移動します（パルス出力は元に戻ります）。
11.7.13.アラーム出力テスト
メニューに入ると即座にアラーム出力がテスト出力にかわります。
3-13 Alarm Test
アラーム出力（H/L 共）が表示されている状態に変わります。
Off
On/Off の状態は論理設定によって変わります。
On
キー操作 【MODE】 上位メニューに戻ります（アラーム出力は元に戻ります）。
【↑】
次のリスト項目を表示・アラーム出力します。
【↓】
前のリスト項目を表示・アラーム出力します。
【SET】 上位メニューに移動します（アラーム出力は元に戻ります）。
11.7.14.設定値初期化
3-14 Reset Parameter
CancelExecuteCancel
設定値のリセットを取消します。

Execute
設定値のリセットを実行します。
キー操作 【MODE】 実行をキャンセルして上位メニューに戻ります。
【↑】
次のリスト項目を表示します。
【↓】
前のリスト項目を表示します。
【SET】 選択項目の処理を実行して上位メニューに戻ります。
リセットを実行すると、設定値は初期化され、工場出荷時の設定に戻ります。
11.8. 情報（Information）メニュー
この画面では現在の測定状態を確認することができます。キー操作はすべての画面について共通です。
【MODE】 上位メニューに戻ります。
【↑】
次の項目を表示します。
【↓】
前の項目を表示します。
【SET】 <機能なし>
11.8.1. バージョン
4-1 Version
CPU:1.00
FPGA:206①②①CPU ファームウェアバージョン②FPGA ファームウェアバージョン

11.8.2. シリアル番号
4-2 Serial Number
12345678①①シリアル番号34

11.8.3. ゲイン
4-3 Gain
AUTO
①

206
②

①ゲイン動作モード (AUTO/MANUAL)②ゲイン値

11.8.4. ピーク位置
4-4 Peak Position
U: 668
D: 669①②①上流波ピーク位置②下流波ピーク位置

11.8.5. ピークレベル
4-5 Peak Level
U: 416
D: 417①②①上流波ピークレベル②下流波ピークレベル

11.8.6. 受波到達時間
4-6 Time Of Flight
U: 13.0
D: 13.0①②①上流波到達時間 (us)②下流波到達時間 (us)11.8.7. 受波到達時間差
4-7 Δt+2.050 ns①

11.8.8. ステータスコード
4-8 Status Code
00000000①①受波到達時間差 (ns)①ステータスコード

ステータスビットは下表のように定義されています。
定義ビット
項目
エラー判定基準31
PCB S/N 読み出し
未書込み、不正値、チェックサム不正23
DAC 検出DAC が見つからないとき
22
DPOT 検出
DPOT が見つからないとき
21
FGPA 検出FPGA が見つからないとき
19
IO 検出
IO が見つからないとき
10
FPGA 演算未完
FPGA 演算が一定期間に終わらないとき
9
FPGA 相関演算エラー
FPGA 演算結果が不正
8
積算値リミットオーバー
流量積算値が 999,999,999,999（１２桁）を超えた
時
7
拡張エラー
上位ビットにエラーが起きた時
6
流量スケールオーバー
補正後流量が設定フルスケール値を超えた時
4
液なし
受波ピーク位置が前方に検出されたとき
3
受波ピーク大受波ピークレベルが 500 を超えたとき
2
受波ピーク小受波ピークレベルが 128 を下回った時
1
流量 H リミット超過
瞬時流量が 設定 H リミット値を超えた時
0
流量 L リミット超過
瞬時流量が 設定 L リミット値を下回った時

35

11.8.9. 測定管内径設定
4-9 Pipe I.D.
4.00 mm①①設定されている測定管内径値 (mm)11.8.10.機種名
4-10 ModeluLF-300SF①①機種名

11.9. サービス（Service）メニュー
サービスメニューはサービスマン専用です。

12. ステータス表示
F!

Flow Rate
1234.567 mL/min
ステータスマーク表示位置

測定中に下記ステータスマークを表示することがあります。
優先度の高い順にステータスを説明します。
D:装置エラーハードウェアに不具合が検出されたときに表示されます。
E:液なし検知
液なしを検知した時に表示されます。
F:流量フルスケール超過
瞬時流量が設定フルスケール値を超えた時に表示されます。
C:演算エラー
演算に失敗した時に表示されます。
W:受波異常受波ピークレベルが極小もしくは極大時に表示されます。
L：瞬時流量が設定下限流量値を下回ったときに表示します。アラー
ム設定されているときのみ表示されます。
H：瞬時流量が設定上限流量値を上回ったときに表示します。アラー
ム設定されているときのみ表示されます。
Ｔ：積算値オーバフロー時（表示のみ）。

13. 保守及び点検
点検箇所
・変換器筐体
・検出器
・ケーブル
・電源電圧
・動作

パネルが確実に閉まっていること。又、蓋を開けたとき、内部に湿気や水滴が認められないこと。
変形や著しい汚れがないこと。
ケーブルが腐食していないこと。変換器コネクタへの取付が確実であること。
定格値内であること。
流れを止めたとき、出力が”ゼロ”であること。測定中の受波信号が正常で出力信号に異常がないこと。
36

14. 添付資料
14.1. 設定機能一覧表
メニュー項目

測定値表示

1 Setting

設定値範囲・選択項目・初期値(※印)

入力方法

Flow Rate

表示のみ-

Velocity

表示のみ-

Total Flow

表示のみ

-

Total + Flow

表示のみ

-

1-1 Unit
1-1-1 Flow Rate
1-1-2 Velocity
1-1-3 Total Flow
1-2 Analog Output
1-2-1 Full Scale
1-2-2 On Error
1-3 Digital Output
1-3-1 On/Off
1-3-2 Baud Rate
1-3-3 485 ID
1-3-4 Terminator
1-3-5 Data Rate
1-4 Pulse Output
1-4-1 On/Off
1-4-2 Rate
1-4-3 Min Pulse Wid.
1-5 Alarm Output
1-5-1 Logic
1-5-2 Choose Error
1-5-2-1 Device Error
1-5-2-2 Empty Liquid
1-5-2-3 Calc Error
1-5-2-4 Wave Error
1-5-2-5 Full Scale
1-5-2-6 Flow H Limit
1-5-2-7 Flow L Limit
1-5-3 Flow L Limit
1-5-4 Flow H Limit
1-5-5 Recovery Range
1-6 Line Input
1-6-1 Logic
1-6-2 Function
1-7 Damping
1-8 Flow Low Cut
1-9 Total Flow Calc
1-10 Display Digits
1-10-1 Flow Rate
1-10-2 Total Flow

表示のみ
リスト
リスト
リスト
表示のみ
数値
リスト
表示のみ
リスト
リスト
数値
リスト
数値
表示のみ
リスト
リスト
数値
表示のみ
リスト
表示のみ
リスト
リスト
リスト
リスト
リスト
リスト
リスト
数値
数値
数値
リスト
リスト
リスト
数値
数値
リスト
表示のみ
リスト
リスト

mL/min※, mL/sec, L/sec, L/min, L/hour
m/sec※, m/min
mL※, L
0～9999.99 mL/min 相当値 (※1000 mL/min)
Hold※, 0mA, 2mA, 4mA, 20mA, 22mA, 24mA
On, Off※
38400※, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600
0※～255
On※, Off0.01～60.0 sec （※0.5 sec）
On, Off※
1uL, 10uL, 100uL, 200uL, 1mL※, 10mL, 100mL, 1L
1～100000us （※1000us=1ms）
Normally Open※ / Normally Close
On, Off※
On, Off※
On, Off※
On, Off※
On, Off※
On, Off※
On, Off※-9999.99～+9999.99 mL/min 相当値 (※-999.99 mL/min)-9999.99～+9999.99 mL/min 相当値 (※+999.99 mL/min)
0.1～20.0% (※1.0%)
Normally Open※ / Normally Close
None※, Clear TotalFlow, Start Zero Adj., Both Function
0.0※～60.0 sec-9999.99～+9999.99 mL/min 相当値 (※-999.99 mL/min)both ±flow※, +flow only
0, 1, 2, 3※
0, 1, 2, 3※

37

設定機能一覧表（続き）
メニュー項目
2 Confirm

3 Adjust

4 Information

2-1 Full Scale
2-2 Damping
2-3 Flow Low Cut
2-4 Smoothing Filter
2-5 Scaling
2-6 Flow Zero Offset
2-7 Analog Output
2-8 Digital Output
2-9 Pulse Output
2-10 Alarm Output
2-11 Line Input
3-1 Total Flow
3-1-1 Input
3-1-2 Clear
3-2 Flow Offset
3-2-1 Auto Adjust
3-2-2 Input
3-2-3 Clear
3-3 Analog Output
3-3-1 4mA (zero)
3-3-2 20mA (span)
3-4 Scaling Select3-5 Scaling Value
3-5-1 Table #1
3-5-2 Table #2
3-5-3 Table #3
3-5-4 Table #4
3-6 AGC
3-7 Manual Gain
3-8 Smoothing Filter
3-9 LCD
3-9-1 Back Light
3-9-2 Contrast
3-10 Language
3-11 Analog Test
3-12 Pulse Test
3-13 Alarm Test
3-14 Reset Parameter
4-1 Version
4-2 Serial Number
4-3 Gain
4-4 Peak Position
4-5 Peak Level
4-6 Time Of Flight
4-7 Δt
4-8 Status Code
4-9 Pipe I.D.
4-10 Model

設定値範囲・選択項目・初期値(※印)

入力方法
表示のみ
表示のみ
表示のみ
表示のみ
表示のみ
表示のみ
表示のみ
表示のみ
表示のみ
表示のみ
表示のみ
表示のみ
数値
リスト
表示のみ
リスト
数値
リスト
表示のみ
数値
数値
リスト
表示のみ
数値
数値
数値
数値
リスト
数値

0～99999999.999
Cancel, Execute
Cancel, Execute-9999.99～+9999.99 mL/min 相当値 (※0.0 mL/min)
Cancel, Execute-999～+999 uA (※0.0 uA)-999～+999 uA (※0.0 uA)
No.1※, No., No.3, No.4
0.1～30.0 (※1.0)
0.1～30.0 (※1.0)
0.1～30.0 (※1.0)
0.1～30.0 (※1.0)
On※, Off0～500 (※200)
None※, Combo, Stable+Rapid, Stable, Rapid, Simple
Off, On※, 5 sec On
Low, Middle※, HighEnglish※, Japanese
0mA, 4mA, 12mA, 20mA, 24mA
10Hz, 100Hz, 1KHz
Off, On
Cancel, Execute
-

表示のみ
リスト
リスト
リスト
リスト
リスト
リスト
リスト
表示のみ
表示のみ
表示のみ
表示のみ
表示のみ
表示のみ
表示のみ
表示のみ
表示のみ
表示のみ

38

14.2. 日本語・英語対応表
英語表記
PASSCODE:MENU:
Flow Rate
Velocity
Total Flow
1 Setting
1-1 Unit
1-1-1 Flow Rate
1-1-2 Velocity
1-1-3 Total Flow
1-2 Analog Output
1-2-1 Full Scale
1-2-2 On Error
1-3 Digital Output
1-3-1 On/Off
1-3-2 Baud Rate
1-3-3 485 ID
1-3-4 Terminator
1-3-5 Data Rate
1-4 Pulse Output
1-4-1 On/Off
1-4-2 Rate
1-4-3 Min Pulse Wid.
1-5 Alarm Output
1-5-1 Logic
1-5-2 Choose Error
1-5-2-1 Device Error
1-5-2-2 Empty Liquid
1-5-2-3 Calc Error
1-5-2-4 Wave Error
1-5-2-5 Full Scale
1-5-2-6 Flow H Limit
1-5-2-7 Flow L Limit
1-5-3 Set L Limit
1-5-4 Set H Limit
1-5-5 Recovery Range
1-6 Line Input
1-6-1 Logic
1-6-2 Function
1-7 Damping
1-8 Flow Low Cut
2 Confirm
2-1 Full Scale
2-2 Damping
2-3 Flow Low Cut
2-4 Smoothing Filter
2-5 Scaling
2-6 Flow Offset
2-7 Analog Output
2-8 Digital Output
2-9 Pulse Output
2-10 Alarm Output
2-11 Line Input
3 Adjust
3-1 Total Flow
3-1-1 Input
3-1-2 Clear
3-2 Flow Offset
3-2-1 Auto Adjust
3-2-2 Input
3-2-3 Clear
3-3 Analog Output
3-3-1 4mA (zero)
3-3-2 20mA (span)

英語表記
3-4 Scaling Select3-5 Scaling Value
3-5-1 Table #1
3-5-2 Table #2
3-5-3 Table #3
3-5-4 Table #4
3-6 AGC
3-7 Manual Gain
3-8 Smoothing Filter
3-9 LCD
3-9-1 Backlight
3-9-2 Contrast
3-10 Language
3-11 Analog Test
3-12 Pulse Test
3-13 Alarm Test
3-14 Reset Parameter
4 Information
4-1 Version
4-2 Serial Number
4-3 Gain
4-4 Peak Position
4-5 Peak Level
4-6 Time Of Flight
4-7 Δt
4-8 Status Code
4-9 Pipe I.D.
4-10 Model
5 ServiceOnOff
5 sec On
Combo
StableRapid
SimpleNone
Low
MiddleHigh
Clear TotalFlow
Start Zero Adj.
ExecuteCancelEnglishJapanese
Hold
Normally Close
Normally Open

日本語表記
ｱﾝｼｮｳ ﾊﾞﾝｺﾞｳ:
ﾒﾆｭｰ:
ﾘｭｳﾘｮｳ
ﾘｭｳｿｸ
ｾｷｻﾝ ﾘｭｳﾘｮｳ
1 ｾｯﾃｲ
1-1 ﾀﾝｲ
1-1-1 ｼｭﾝｼﾞ ﾘｭｳﾘｮｳ
1-1-2 ﾘｭｳｿｸ
1-1-3 ｾｷｻﾝ ﾘｭｳﾘｮｳ
1-2 ｱﾅﾛｸﾞ ｼｭﾂﾘｮｸ
1-2-1 ﾌﾙｽｹｰﾙ
1-2-2 ｴﾗｰ ﾊｯｾｲｼﾞ ｼｮﾘ
1-3 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ ｼｭﾂﾘｮｸ
1-3-1 ｱﾘ/ﾅｼ
1-3-2 ﾎﾞｰﾚｰﾄ
1-3-3 485 ID
1-3-4 ﾀｰﾐﾈｰﾀ
1-3-5 ﾃﾞｰﾀﾚｰﾄ
1-4 ﾊﾟﾙｽ ｼｭﾂﾘｮｸ
1-4-1 ｱﾘ/ﾅｼ
1-4-2 ﾚｰﾄ
1-4-3 ｻｲｼｮｳ ﾊﾟﾙｽ ﾊﾊﾞ
1-5 ｱﾗｰﾑ ｼｭﾂﾘｮｸ
1-5-1 ﾛﾝﾘ
1-5-2 ｴﾗｰ ｾﾝﾀｸ
1-5-2-1 ｿｳﾁ ｴﾗｰ
1-5-2-2 ｴｷﾀｲ ﾅｼ
1-5-2-3 ｴﾝｻﾞﾝ ｴﾗｰ
1-5-2-4 ｼﾞｭﾊ ｲｼﾞｮｳ
1-5-2-5 ﾌﾙｽｹｰﾙ ﾁｮｳｶ
1-5-2-6 ﾘｭｳﾘｮｳ H
1-5-2-7 ﾘｭｳﾘｮｳ L
1-5-3 ﾘｭｳﾘｮｳ L ｾｯﾃｲ
1-5-4 ﾘｭｳﾘｮｳ H ｾｯﾃｲ
1-5-5 ﾌｯｷ ﾊﾊﾞ
1-6 ﾗｲﾝ ﾆｭｳﾘｮｸ
1-6-1 ﾛﾝﾘ
1-6-2 ｷﾉｳ
1-7 ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ
1-8 ﾘｭｳﾘｮｳ ﾛｰｶｯﾄ
2 ｶｸﾆﾝ
2-1 ﾌﾙｽｹｰﾙ
2-2 ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ
2-3 ﾘｭｳﾘｮｳ ﾛｰｶｯﾄ
2-4 ｽﾑｰｼﾞﾝｸﾞ ﾌｨﾙﾀ
2-5 ｽｹｰﾘﾝｸﾞ
2-6 ﾘｭｳﾘｮｳ ｵﾌｾｯﾄ
2-7 ｱﾅﾛｸﾞ ｼｭﾂﾘｮｸ
2-8 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ ｼｭﾂﾘｮｸ
2-9 ﾊﾟﾙｽ ｼｭﾂﾘｮｸ
2-10 ｱﾗｰﾑ ｼｭﾂﾘｮｸ
2-11 ﾗｲﾝ ﾆｭｳﾘｮｸ
3 ﾁｮｳｾｲ
3-1 ｾｷｻﾝ ﾘｭｳﾘｮｳ
3-1-1 ﾆｭｳﾘｮｸ
3-1-2 ｸﾘｱ
3-2 ﾘｭｳﾘｮｳ ｵﾌｾｯﾄ
3-2-1 ｼﾞﾄﾞｳ ﾁｮｳｾｲ
3-2-2 ﾆｭｳﾘｮｸ
3-2-3 ｸﾘｱ
3-3 ｱﾅﾛｸﾞ ｼｭﾂﾘｮｸ
3-3-1 4mA (ｾﾞﾛﾃﾝ)
3-3-2 20mA (ﾌﾘﾊﾊﾞ)

39

日本語表記
3-4 ｽｹｰﾘﾝｸﾞ ｾﾝﾀｸ
3-5 ｽｹｰﾘﾝｸﾞ ﾊﾞｲﾘﾂ
3-5-1 ﾃｰﾌﾞﾙ #1
3-5-2 ﾃｰﾌﾞﾙ #2
3-5-3 ﾃｰﾌﾞﾙ #3
3-5-4 ﾃｰﾌﾞﾙ #4
3-6 AGC
3-7 ﾏﾆｭｱﾙ ｹﾞｲﾝ
3-8 ｽﾑｰｼﾞﾝｸﾞ ﾌｨﾙﾀ
3-9 LCD
3-9-1 ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ
3-9-2 ｺﾝﾄﾗｽﾄ
3-10 ｹﾞﾝｺﾞ
3-11 ｱﾅﾛｸﾞ ｼｭﾂﾘｮｸ ﾃｽﾄ
3-12 ﾊﾟﾙｽ ｼｭﾂﾘｮｸ ﾃｽﾄ
3-13 ｱﾗｰﾑ ｼｭﾂﾘｮｸ ﾃｽﾄ
3-14 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ ﾘｾｯﾄ
4 ｼﾞｮｳﾎｳ
4-1 ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
4-2 ｼﾘｱﾙ ﾅﾝﾊﾞｰ
4-3 ｹﾞｲﾝ
4-4 ﾋﾟｰｸ ｲﾁ
4-5 ﾋﾟｰｸ ﾚﾍﾞﾙ
4-6 ｼﾞｭﾊ ﾄｳﾀﾂ ｼﾞｶﾝ
4-7 Δt4-8 ｽﾃｰﾀｽｺｰﾄﾞ
4-9 ｿｸﾃｲｶﾝ ﾅｲｹｲ
4-10 ﾓﾃﾞﾙ
5 ｻｰﾋﾞｽ
ｱﾘ
ﾅｼ
5 ﾋﾞｮｳｶﾝ ﾃﾝﾄｳ
ﾌｸｺﾞｳ
ｱﾝﾃｲ
ﾄｼｭﾂ
ｶﾝｲ
ﾅｼ
ﾋｸｲ
ﾌﾂｳ
ﾀｶｲ
ｾｷｻﾝ ﾘｭｳﾘｮｳ ｸﾘｱ
ｾﾞﾛ ﾁｮｳｾｲ ｶｲｼ
ｼﾞｯｺｳ
ﾁｭｳｼ
ｴｲｺﾞ
ﾆﾎﾝｺﾞ
ﾎｰﾙﾄﾞ
ﾂｳｼﾞｮｳ ｾﾂｿﾞｸ
ﾂｳｼﾞｮｳ ｾﾂﾀﾞﾝ

接続図

検

出

5P CON.
Rx+
RxTx+
TxGND

12P CON.
1
DC+
2
DC3
I+
4
I5
P
6
PG
7
AL(H)
8
ALG
9
AL(L)
10
FG
11
RESET
12
RESTG

器

1
2
3
4
5

専用ｹｰﾌﾞﾙ

UFPE-700-V5
変換器

接地端子
∪

12P

UP

DOWN

超音波信号線 BNC端子(黄)超音波信号線 BNC端子(赤)FG線 (白色)(DC+
1DC) DC12V-24V
2I+3I) ｱﾅﾛｸﾞ出力
4～20mA
4
Pulse_Signal
5
ﾊﾟﾙｽ出力6 Pulse_GN )7 Alarm_Hig
上限ｱﾗｰﾑ出力
8 Alarm_GND )下限ｱﾗｰﾑ出力
9 Alarm_Low )FG
10
Reset_Signal
11
Reset_GND ) 外部信号入力
12

接続端子

注記)
･ｱｰｽ線は接続端子へ接続して下さい。
･超音波信号線の延長ｹｰﾌﾞﾙは専用ｹｰﾌﾞﾙ(JCGｹｰﾌﾞﾙ)をご使用下さい。
･5ﾋﾟﾝｺﾈｸﾀはﾃﾞｼﾞﾀﾙ入出力とﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ書き込みﾎﾟｰﾄを兼ねています。
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ入出力は専用接続ｹｰﾌﾞﾙをご使用下さい。

ＵＦＰＥ－７００－Ｖ５

ＵＬＴＲＡ

ＵＰ

ＤＯＷＮ

ＤＣ＋
ＤＣ－
Ｉ＋
Ｉ－
Ｐ
ＰＧ
ＡＬ（Ｈ）
ＡＬＧ
ＡＬ（Ｌ）
ＦＧ
ＲＥＳＥＴ
ＲＥＳＴＧ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

防爆型超音波塗料流量計「ウルトラ」

取り付け孔寸法

ＵＦＰＥ－７００－Ｖ５－ＡＰ
名
日付： ’１９．０４．０１
改
定

作図：

松原

承認：

早川

称：

用紙： Ａ４変換器（アンプ）
縮尺： １：２

図番：ＦＡ００１Ａ４５４－３

改定： ＊ファムコ株式会社

防爆型超音波塗料流量計「ウルトラ」
ＵＦＰＥ－７ＳＮ
名’１４．０４．０１
改定

チューブ長さ変更

日付： ’１２．０３．０１
作図：

松原

承認：

早川

称：

用紙： Ａ４

センサ（検出器）
縮尺： １：２

図番：ＦＡ００１Ａ４５５－２

改定： ＊ファムコ株式会社

UFPE-700-V5

ゼロ調整の手順書《確認事項》
１ 流量センサ内に塗料が充填されているか確認して下さい。
２ 塗料が吐出されてないか確認して下さい。
（塗料が流れてないことを確認して調整してください）注意）塗料が吐出されている場合は ゼロ調整を行なわないで下さい。
調整途中で塗料を吐出しないで下さい。
正しくゼロ調整が出来ません。誤差の原因となります。
気泡が僅かでも混入すると動作が不安定となります。

《瞬時流量ゼロ調整》《液晶表示手順》
①

④

②

③

⑤

⑥

《実液校正の手順》～吐出量の実測～
１ 吐出量測定と流量計の瞬時流量値の記録を行なって下さい。
実用流量域（使用する代表的な流量）で一定状態にして流し、一定時間メスシリンダーで取液します。
このときの流量計の瞬時流量値を記録して下さい。
※使用流量が少ない場合は、実用域のより大きな流量で実施をお奨めします
瞬時流量値が不安定で読み取り出来ない場合は、積算流量表示画面 又は 瞬時流量＆積算流量表示
画面で 積算値を利用して 30 秒～60 秒位の流量値を読み取り計算して記録して下さい。
例：主剤（180cc/min 設定）は 30 秒、硬化剤（60cc/min 設定）は 60 秒
取液した時間 t、取液した量 V、取液している時の流量計の表示値（Qus）を記録して下さい。
メスシリンダーで計測した単位時間当たりの取液量が基準流量（Qref = V / t）となります。
注）実液校正を行なう場合は スケーリング値が初期値の 1.0 である事を確認してください。
スケーリング値を入力後に 必ず吐出流量が表示流量と同じである事を確認して下さい。

例 1 分間メスシリンダーで取液した量が 400mL、流量計の表示値が 350mL/min のとき
基準流量 Qref = 400 mL/min 、 流量計表示値 Qus = 350 mL/min
スケーリング値 = 実測値 ／ 表示値＝
400 ／ 350
≒ 1.14となります。
＊ 読み取り誤差を抑えるために、校正値変更後の取液時間は 30～60 秒で行なって下さい。
＊ メスシリンダーは正確に測定できるものを使用して下さい。
（測定誤差がある場合は 正確に流量測定が出来ません。）

変更履歴
revision
日付
1.0
2019/04/24

改訂内容・事由
初版

FAMCO

ファムコ株式会社〒463-0808
名古屋市守山区花咲台二丁目208番地
TEL：(052)739-1028
FAX：(052)739-1029
http://www.famco.co.jp/