パ ワ ー ア ン プ
model ＰＯ-１０
取 扱 説 明 書目次
１．はじめに
２．パネル・端子説明
３．操作説明４．仕様
５．配置
６．ＰＯ－８ＢからＰＯ－１０への置換え手順書

エ イ コ ー 測 器 株 式 会 社
第２版 ＳＭ－ＰＯ１０－Ｂ

使用上の御注意
この度は弊社製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
設置・御使用にあたり、下記点に御注意下さい。
⑴ 必ず仕様に定められた範囲の電源電圧で御使用下さい。
特に、仕様より高い電圧を接続すると発火等の恐れがあり大変危険です。
配線時は、必ず電源電圧を確認して下さい。
⑵ 電源は、指定された端子に接続して下さい。
間違えて接続すると故障することがあります。
⑶ アース端子のある機種については、必ず Ｄ種接地（旧第３種接地）をして下さい。
アース配線をしないとケースに触れただけでも感電する恐れがあります。
⑷ 配線工事は、電気工事の専門家が行って下さい。
⑸ 防爆仕様と明記してある機種以外は、防爆区域では使用できません。
⑹ 本機の電源接続部分にはマークが貼ってあります。
通電中に触れると感電しますので充分御注意下さい。
⑺ 本機は、むやみに分解しないで下さい。 感電の恐れがあります。
⑻ 本機の内部に燃えやすい物、水、金属などが入らないように御注意下さい。
故障の原因になります。
⑼ 本製品の故障により、人命 又は 設備の重大な損失が予測される機械への適用に際しては、安全装置を設置して下さい。
⑽ 本機から異臭がする、煙りが出る等 異常なときは ただちに電源を切り、弊社サービス部門に御連絡下さい。

エ イ コ ー 測 器 株 式 会 社
大 阪 本 社

〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目18番27号
ＴＥＬ 06（6533）1801 ＦＡＸ 06（6538）3278

東京営業所〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-28（アクア神田ビル７階）
ＴＥＬ 03（5256）0055 ＦＡＸ 03（5256）0056 [2]松 本 工 場〒399-0033 松本市大字笹賀5652-41番地 大久保工場公園団地
ＴＥＬ 0263（25）7155 ＦＡＸ 0263（27）3641

松本臨空工場〒390-1242 松本市大字和田字南西原4010-14
ＴＥＬ 0263（40）2211 ＦＡＸ 0263（40）2233

１．はじめに
１－１．概要パワーアンプ PO-10は定電流・定電圧制御、両方式での制御が可能なパワーアンプです。
MODE
MODE

１－２．特徴・従来機PO-8Bの機能を継承しています・パワーアンプ出力は定格ＤＣ２４Ｖ ４Ａ、 最大DC３０V ５A
・定電流制御方式・定電圧制御方式を切り替えて使用
・入力信号レベルは０～１０Vの間で可変

１－３．外形図P1２．パネル・端子説明

２－１．パネル説明
表記
POWER
LIMIT
RESET
VFB
IFB
GAIN

内容
電源表示ランプ
過電流検出ランプ
過電流検出リセットスイッチ
定電圧・定電流制御切り替えスイッチ（VFB側：定電圧、 IFB側：定電流）
入力信号調整ボリューム

２－２．端子説明内容
入力信号[+]
1 INPUT
0～10V
入力信号[-]
2
外付けボリューム用電源
3 8V SOURCE
4 ERROR OUTPUT 過電流検出出力[+](NC) 過電流検出出力[-]5
出力入り切り[+]6 OUTPUT STOP
(ON: STOP) 出力入り切り[-]7
パワーアンプ出力[+]
8 OUTPUT
パワーアンプ出力[-]
9 0～24V/0～4A
接地入力
10 FG
AC電源入力11
AC100～240V
AC電源入力12番号

表記

圧着端子は幅が６．２ｍｍ以下の物を使って下さい。
㈱ニチフ製では1.25Y-3、1.25Y-3.5、2Y-3、R1.25-3、R2-3S等になります。

P2

３．操作説明
３－１．定電流制御での使用
定電圧・定電流制御切り替えスイッチをＩＦＢ側にセットします。
電源を投入するとPOWERランプが点灯します。
INPUT 5V時 OUTOPUT 4A に調整する場合は、INPUTに5Vを入力して、OUTPUTの電流が4AになるようにGAINを調整します。

３－２．定電圧制御での使用
定電圧・定電流制御切り替えスイッチをＶＦＢ側にセットします。
電源を投入するとPOWERランプが点灯します。
INPUT 5V時 OUTOPUT 24V に調整する場合は、INPUTに5Vを入力して、OUTPUTの電圧が24VになるようにGAINを調整します。

３－３．出力入り切り機能について外部から出力の入り切りをコントロールする場合に使用します。
OUTPUT STOPに通電しない場合（入力オープン）は出力が出ます。
OUTPUT STOPに24Vを入力すると出力が遮断（ＳＴＯＰ）します。
出力入り切り機能の配線はツイストペアを使い、長さ3m以内として下さい。

３－４．過電流保護について
通常は出力電流が約６Ａで電流制限が働き、それ以上の電流は流れません。
故障等の原因で出力電流が６．６Ａを超えると過電流保護回路が働きます。
保護回路が働くと過電流検出ランプが赤く点灯し、出力を遮断します。
過電流の要因を取り除いた後にリセットスイッチを押すと正常に復帰します。
また、過電流検出出力を使用すると過電流保護が働いたことを監視できます。
過電流検出出力は正常時はON、過電流検出時にOFFとなります。

P3４．仕様
４－１．仕様

項目

仕様

出力電流

定格：０～４A、 最大５A

出力電圧

定格：０～２４V、 最大３０V

電源

ＡＣ１００～２４０V（－１５～１０％） ５０/６０Ｈｚ

消費電力

２４０W/max

入力信号０～１０Ｖ（可変） 入力抵抗 １０ＫΩ制御特性

定電流制御 及び 定電圧制御 スイッチ切替えで選択

出力入り切り機能
外付けボリューム用電源
保護機能

入力オープンで出力入り、 24V印加で出力切り
配線はツイストペアを使い、長さを３ｍ以内とする＋8V固定、 ボリューム：抵抗値２ＫΩ～１０ＫΩ
通常は６Ａで電流制限される。 故障等により６．６Ａを超えた場合は過電流検出回路が働き出力を遮断する

過電流検出出力

正常時ＯＮ （出力接点容量：15V 50ｍＡ）

寸法（W x H x D）

105 x 190 x 115ｍｍ （端子台含む124mm）

質量約 １．５Kg

使用周囲温度

０～５０℃

使用周囲湿度

３５～８５％（結露のないこと）

４－２．従来機 PO-8Bとの相違点①±１５V外部電源出力端子を削除しました②外付けボリューム用電源出力を追加しました③出力入り切り機能を追加しました④過電流検出出力を追加しました⑤取り付け寸法が小さくなっています⑥PO-8Bからの置き換え用に 変換金具 が用意されています⑦使える圧着端子の巾がPO-8Bより狭くなっています

P4

５．配置
連続して並べる場合、縦方向・横方向に隙間を設けて配置して下さい。

50303030305030

改定記録(1) 2015/6/17 初版作成
(2) 2016/8/26 第２版作成
・「ＰＯ－８ＢからＰＯ－１０への置換え手順書」を追記
・２－２端子説明に使用可能な圧着端子の巾寸法を追加

P5

追記： ＰＯ－８ＢからＰＯ－１０への置換え手順書
エイコー測器株式会社
初版 ２０１６年８月２６日作成

１．手順①供給電源を切ります・・・必ず電源を切って作業して下さい②ＰＯ－８Ｂから配線を外します③四隅のネジを外しＰＯ－８Ｂを取り外します④「変換シャーシ」に取り付けたＰＯ－１０を取り付けます⑤ＰＯ－１０に配線をします⑥電源を投入します⑦出力レベルを調整します （取扱説明書参照）

変換シャーシ２．配線上の注意点①接続する端子台の番号が変わっていますので注意して下さい
ＰＯ－８Ｂ
ＰＯ－１０
指令信号（＋側）：
１番 ⇒ １番
指令信号（０ｖ側）：
２番 ⇒ ２番
出力（＋側）：
３番 ⇒ ８番
出力（－側）：
４番 ⇒ ９番電源：
８番 ⇒ １１番
電源：
９番 ⇒ １２番
３～７番及び１０番は空端子として下さい②端子が横配列から縦配列に変っています
出力線と電源線は無理なく届く長さですが、指令信号線は短いためそのままでは届きません。申しわけありませんが、ダクト等から線を引っ張り出して配線を行って下さい。
③使える圧着端子の巾がＰＯ－８Ｂより狭くなっています、
取説Ｐ２を参照して、圧着端子が適用できない場合は交換して下さい。

P6

３．プラス側出力を共通線で使用している場合
２台のＰＯ－８Ｂのプラス側出力を共通にして３本線で使う構成で、片側のＰＯ－８Ｂが故障した場合。【Ａ】
故障した側のＰＯ－８ＢだけをＰＯ－１０に交換しても、回路構成の違いから置換えたＰＯ－１０が正常に機能しません。【Ｂ】
故障していない方のＰＯ－８Ｂも必ずセットでＰＯ－１０に交換して下さい。
２台のＰＯ－１０のプラス側出力を共通にして３本線で使って頂くことに問題はありません。【Ｃ】【Ｂ】 故障した側だけを交換
PO-10＋出力－出力【Ａ】 片側のＰＯ－８Ｂが故障
故障正常PO-8B＋出力＋出力－出力ＰＢ－出力ＰＢ

PO-8B＋出力－出力

ＰＢ【Ｃ】 正常な方も交換

ＰＢ

PO-10

PO-8B＋出力ＰＢ－出力＋出力－出力ＰＢ

PO-10以上

P7