データシート

A1110-05-A
4 象限高速バイポーラ電源

1

製品概要

A1110-05-A は高出力ながら高速に変化する信号を必要とする用途に適した、リニアで非常に広帯域、高精度のバイポーラ電源です。
高電圧／低電流、または低電圧／高電流の用途に応じて、極性毎に動作電圧が選択できます。電圧の切り替えは、手動で行うことができます。特に低インピーダンス負荷の場合、電力損失を低減させるため、動作電圧を 1/3 にまで下げることが可能です。
機器は温度制御された静音ファンを装備しています。過剰温度による切断はもちろんのこと、電力損失の計算と絶対電流のモニタにより、回路短絡や過負荷から完全に保護します。
インターロックによりリモートコントロール・セキュリティシステムの構築を可能にします。
機器の操作はフロントパネルの各操作部、および USB インターフェイスを介して PC の GUI で行うことも可能です。
さまざまなオプションにより、機器の機能を拡張することができます。

最新のデータシートを以下の Web サイトから入手することができます：
www.iti.iwatsu.co.jp

A1110-05-A

Page12機能

4 象限の電圧アンプ



専用のソフトウェアによりフルリモートコントロール



出力電圧 最大 75VPeak



出力電流 最大 11APeak

シンメトリカル入力（対称入力）



直列・並列動作で高電圧／大電流に拡張可能

USB インターフェイス標準装備

アプリケーションによって選択できる 2 つの電圧レンジ

3

主な用途


研究開発、および試験目的の一般的な用途



EMC 試験



材料試験



MRI



機器試験



プランジャー用コイルの駆動

ピエゾ・アクチュエーション

磁界発生（ヘルムホルツコイルを利用）



医用工学



レーザー技術

プラズマ技術A1110-05-A

Page2

4

リモートソフトウェア

機器には USB インターフェイスを介して、フルリモートコントロール可能で複雑な設定を行えるソフトウェアが含まれています。リモート・コマンド・リストによって、既存の自動試験システムと容易に連携することができます。

5

外観

背面図

A1110-05-A

Page3

6仕様
パラメータ仕様

条件等

電圧制御モード

周囲温度 25℃
連続稼働

入力インピーダンス100kΩ
200kΩ

非平衡, 1kHz
平衡, 1kHz

最大入力レベル

5.5V（+14.5dBV）< 1%THD, 1kHz, 8Ω負荷ゲイン

1V/10V; ± 0.1%（±0.01%／℃）

UIn/Uout

同相信号除去比> 60dBRs = 50Ω, 10Hz - 200kHz,
ex.+34.5dBV @output

小信号周波数特性

DC – 200kHz

DC – 1MHz0, -0.5dB, 1W @8Ω
High Voltage Mode0, -3.0dB, 1W @8Ω
High Voltage Mode0, -3.0dB, 無負荷High Voltage Mode0, -5 度

10Hz – 30kHz

DC – 900kHz

位相特性
電力特性（連続）
8Ω負荷

300W
200W

3Ω負荷180W
100W

スルーレートDC – 30kHz, < 0.1% THD
High Voltage Mode
DC – 200kHz, < 1% THD
High Voltage Mode
DC – 30kHz, < 0.1% THD
Low Voltage Mode
DC – 200kHz, < 0.5% THD
Low Voltage Mode

100V/μSec

残留ノイズ
10Hz – 22kHz< 64uV（< -84dBV）

10Hz – 80kHz< 141uV（< -77dBV）

10Hz – 200kHz< 177uV（< -75dBV）

10Hz – 22kHz< 64uV（< -84dBV）

10Hz – 80kHz< 178uV（< -75dBV）

10Hz – 200kHz< 282uV（< -73dBV）

A1110-05-A

High Voltage Mode8Ω負荷で入力短絡
High Voltage Mode8Ω負荷で入力短絡
High Voltage Mode8Ω負荷で入力短絡
Low Voltage Mode8Ω負荷で入力短絡
Low Voltage Mode8Ω負荷で入力短絡
Low Voltage Mode8Ω負荷で入力短絡

Page4

パラメータ仕様

条件等

S/N 比
10Hz – 22kHz< -118.5dB

10Hz – 80kHz< -111.5dB

10Hz – 200kHz< -109.5dB

ex. +34.5dBV, < 1% THD
8Ω負荷, High Voltage Modeex.+34.5dBV, < 1% THD
8Ω負荷, High Voltage Modeex.+34.5dBV, < 1% THD
8Ω負荷, High Voltage Mode

< 0.02%

1W @ 8Ω

< 0.02%

1W @ 8Ω

< 0.03%

1W @ 8Ω

< 0.03%

1W @ 8Ω

出力オフセット< 1.0mV

1mV 以下に調整可能

出力インピーダンス< 10mΩ

@1kHz(HP8751A Network Analyzer 計測)

電力, パルス, 40ms
20%デューティー比Peak 出力8Ω3Ω2Ω
1Ω
0.5Ω

76V, 9.5A
33V, 11A
22V, 11A
11V, 11A
5V, 10A

High Voltage Mode
Low Voltage Mode
Low Voltage Mode
Low Voltage Mode
Low Voltage Mode

電力, Sine, 100Hz,
連続
1Ω
0.5Ω

8.5V, 8.5A, 72W
4V, 8A, 32W< 0.1% THD, Low Voltage Mode
< 0.1% THD, Low Voltage Mode

電力, DC
10Ω
3Ω2Ω
1Ω
0.5Ω

72V, 7.2A, 518W
33V, 11A, 363W
23V, 11.5A, 264.5W
11.5V, 11.5A, 132W
5V, 10A, 100W

High Voltage Mode
Low Voltage Mode
Low Voltage Mode
Low Voltage Mode
Low Voltage Mode

シンク電力90W

Low Voltage Mode; U/I-Plot 参照

THD + N
10Hz – 30kHz
High Voltage Mode
10Hz – 100kHz
High Voltage Mode
10Hz – 30kHz
Low Voltage Mode
10Hz – 100kHz
Low Voltage Mode

A1110-05-A

Page5

パラメータ
諸元
AC 電源
リモートコントロール
動作温度
湿度
冷却方式
寸法（W×H×D）
重量

A1110-05-A

仕様

230VAC / 50HzUSB
10℃ ～ 55℃
80％以下
強制空冷（ファン）449×133×435.5 mm
約 14kg

条件等

結露なきこと

Page6

6.1

出力電圧周波数特性（THD + N < 1%）

赤：@8Ω
青：@4Ω
緑：@2Ω

6.2

出力電流出力電圧特性（THD + N < 1%）

供給電圧：Low
青：AC
赤：DC

A1110-05-A

Page7

6.3出力電流出力電圧特性（THD + N < 1%）

供給電圧：High
青：AC
赤：DC

6.4

方形波

A1110-05-A

100kHz, 10Ω負荷時

Page8

6.5

電力帯域幅8Ω負荷時

入力レベル：最大値（正規化）、出力レベル：@200kHz, THD+N < 1%

6.6

電力帯域幅

3Ω負荷時

入力レベル：最大値（正規化）、出力レベル：@200kHz, THD+N < 1%

A1110-05-A

Page9

6.7

出力インピーダンス

A1110-05-A

Page107

ブロック図A1110-05-A

Page11

8

製品とオプション

以下のオプションは、製品のご注文と同時に承ります。お買い求めになった製品をアップグレードすることはできません。
製品名・オプション名
A1110-05-A
Option-02:内部センサ
Option-03:高安定ゲイン
Option-05:
内蔵アイソレーションアンプ
Option-09:出力±100V
Option-13:
LAN インターフェイス
Option-16:KELVIN センスA1110-05-A

概要
4 象限電圧アンプ
電流センスをシャントから CT センサに変更。
非接触測定により電流モニタ波形・CC 時のフィードバック特性向上
高安定ゲイン（±0.1％）
直列接続による電圧拡張時、コモンモードノイズ低減と安全性を確保します。
（A1340-C1 機能内蔵）
出力電圧 100V の拡張オプション
抜け防止機能付 LAN インターフェイス
センス機能

Page12

９

改訂履歴
改訂番号

2.0

A1110-05-A

日付
2020 年 3 月

改訂内容
新規発行

Page13