TenuPol-5
Unité de contrôleMode d’emploi
Traduction des instructions originales

N° de document : 15397025-01_B_fr
Date de parution : 2024.02.16

Copyright
Le contenu de ce mode d'emploi est la propriété de Struers ApS. Toute reproduction de ce mode d'emploi,même partielle, nécessite l'autorisation écrite de Struers ApS.
Tous droits réservés. © Struers ApS.

2

TenuPol-5

Table des matières
1 Concernant ce mode d’emploi
1.1 Accessoires et consommables
2 Sécurité

66

2.1 Usage prévu

6

2.2 TenuPol-5 mesures de sécurité

7

2.2.1 À lire attentivement avant utilisation

7

2.3 Messages de sécurité

8

2.4 Messages de sécurité dans ce mode d’emploi

9

2.5 Travailler avec des électrolytes

122.5.1 Acide perchlorique13

3 Commencer

17

3.1 Description du dispositif

17

3.2 Aperçu - TenuPol-5

18

3.3 Fonctions du panneau de commande19

3.4 L’affichage

20

3.4.1 Menu principal

21

3.4.2 L'affichage du processus

21

3.4.3 Écran de configuration

22

4 Transport et stockage

24

4.1 Transport

24

4.2 Stockage

25

5 Installation

25

5.1 Déballer la machine

25

5.2 Vérifier la liste d’emballage

26

5.3 Emplacement

26

5.4 Alimentation en courant27

5.4.1 Câbles électriques27

5.4.2 Tension

28

5.5 Préparer l'unité pour l'opération29

5.5.1 Brancher l'unité de polissage

29

5.5.2 Installer l’unité de polissage

29

5.5.3 Remplir le réservoir d’électrolyte

30

5.5.4 Monter les porte-jet

31

5.6 Bruit

TenuPol-5

6

31

3

6 Opérer le dispositif
6.1 Démarrer la machine pour la première fois

32

6.2 Méthodes

32

6.2.1 Struers Methods (Méthodes Struers)33

6.2.2 Choisir une Méthode40

6.2.3 Créer une méthode40

6.2.4 Créer une méthode non basée sur des méthodes Struers

41

6.2.5 Renommer une méthode45

6.2.6 Modifier le texte

45

6.2.7 Changer les réglages

46

6.2.8 Remettre à zéro une méthode49

6.3 Préparation électrolytique49

6.3.1 Préparer un échantillon pour le pré-amincissement49

6.3.2 Préamincissement de l'échantillon

50

6.3.3 Découpe/Poinçonnage

50

6.3.4 Placer un échantillon dans le porte-échantillons

51

6.3.5 Démarrer le processus d’amincissement52

6.3.6 Traitement postérieur de l'échantillon

52

6.3.7 Amincissement final

53

6.3.8 Interrompre le processus d’amincissement.

53

6.3.9 Vidange du réservoir d'électrolyte

53

6.3.10 Nettoyer la cellule de polissage

54

6.4 Optimiser les résultats

54

6.4.1 Electrolytes

55

6.4.2 Taux du flux

55

6.4.3 Température55

6.4.4 Conditions électriques

55

6.4.5 Défauts de polissage

55

6.4.6 Le trou est trop grand56

7 Maintenance et service

57

7.1 Fonctions manuelles

57

7.1.1 Remplacement de l'électrolyte

58

7.1.2 Nettoyage

60

7.1.3 Fonctionnement manuel de la pompe

62

7.2 Quotidiennement
7.2.1 Unité de contrôle

6263

7.3 Chaque semaine

64

7.4 Mensuellement64

7.4.1 Calibrer la pompe

4

32

64

TenuPol-5

7.5 Annuellement
7.5.1 Tester les dispositifs de sécurité

66

7.6 Pièces détachées66

7.7 Maintenance et réparation

66

7.8 Elimination

67

8 Indication d'erreurs

68

9 Caractéristiques techniques

69

9.1 Caractéristiques techniques - TenuPol-5

69

9.2 Niveaux de bruit et vibration

69

9.3 Catégories de sécurité des circuits/Niveau de performance69

9.4 Pièces du système de contrôle relatives à la sécurité (SRP/CS)

70

9.5 Schémas

70

9.5.1 Schémas - TenuPol-5
9.6 Informations légales et réglementaires
10 Fabricant
Déclaration de Conformité

TenuPol-5

66

71
74
74
75

5

1 Concernant ce mode d’emploi

1

Concernant ce mode d’emploi
PRUDENCE
L’équipement Struers ne doit être utilisé qu’en rapport avec et comme décrit dans lemode d’emploi fourni avec l’équipement.
RemarqueLire le mode d'emploi avec attention avant l'utilisation.

RemarquePour voir le détail d’une information spécifique, voir la version en ligne de ce moded’emploi.

1.1

Accessoires et consommables
Accessoires
Pour plus d’informations sur la gamme disponible, consultez la brochure TenuPol-5 :•Le site web de Struers (http://www.struers.com)

Consommables
Cette machine a été conçue pour une utilisation avec des consommables Struers spécialement
prévus pour cet usage et pour ce type de machine.
D'autres produits peuvent contenir des solvants agressifs pouvant attaquer les joints en caoutchouc
par exemple. La garantie ne couvrira pas les pièces de machine endommagées (par exemple lesjoints et les tubes), dans les cas où les dommages créés seraient directement liés à l'utilisation deconsommables non fournis par Struers.
Pour plus d’informations sur la gamme disponible, voir: Le site web de Struers(http://www.struers.com).

2

Sécurité

2.1

Usage prévu
L'unité est destinée à être utilisée en combinaison avec:•

TenuPol-5 Unité de polissage

Cette machine est destinée à un usage en environnement de travail professionnel (par exemple aulaboratoire matérialographique).
TenuPol-5 est conçu pour réaliser un amincissement électrolytique automatique des échantillons.

6

TenuPol-5

2 Sécurité
L'équipement est destiné à être utilisé pour des applications de contrôle qualité, où la surface
peut être préparée pour une inspection matérialographique ultérieure au microscope électroniqueà transmission (MET).
L'équipement est conçu pour la préparation de matériaux conducteurs adaptés à l'attaqueélectrolytique.
Pour que l'équipement fonctionne correctement et en toute sécurité, il doit être utilisé avec desaccessoires et des consommables Struers spécialement conçus à cet effet et avec ce typed'appareil.
Lors de son utilisation, l'équipement de la machine ne doit pas être touché, déplacé ou altéré.
L'opérateur doit être parfaitement formé à la manipulation et à l'utilisation des électrolytes avec
cette machine.
La machine doit être opérée par un personnel qualifié/formé seulement.
La machine doit être connectée à une unité de recyclage pour fonctionner comme prévu.

Ne pas utiliser la machinepour

La préparation de matériaux autres que des matériaux solides
adaptés aux études matérialographiques.
La machine ne devra pas être utilisée pour tout type d'explosif
et/ou de matériau inflammable, ou de matériaux n'étant pas
stables au chauffage ou à la pression.
Ne pas utiliser la machine sans ventilation suffisante.
La machine ne doit pas être utilisée avec des consommables
ou une combinaison d'électrolytes et d'accessoires qui ne sont
pas compatibles avec cet équipement.

ModèleTenuPol-5

Unité de polissage
Voir le mode d'emploi spécifique pour cette unité.

2.2

TenuPol-5 mesures de sécurité

2.2.1

À lire attentivement avant utilisation
1.

Ne pas tenir compte de ces informations, et toute mauvaise manipulation de l’équipement,
peut entraîner des dommages sévères à la personne, ainsi que des dommages matériels.

2.

L’installation de la machine doit être conforme aux règles de sécurité locales. Toutes lesfonctions de la machine et tout équipement connecté doivent être parfaitement
opérationnels.La machine doit être branchée à la terre.

3.

L’opérateur devra lire les mesures de sécurité et le mode d’emploi, ainsi que les sections
pertinentes des modes d’emploi relatifs à tous les équipements et accessoires connectés.

4.

L'opérateur doit être parfaitement formé à la manipulation et à l'utilisation des électrolytes
avec cette machine.

TenuPol-5

7

2 Sécurité
5.

Respecter toutes les exigences de sécurité relatives à la manipulation, au mélange, à lavidange et à l'élimination des électrolytes.

6.

La machine doit être placée dans un local bien aéré.Si nécessaire, l’équipement peut aussi êtreplacé sous une hotte.

7.

La machine doit être placée sur un support robuste et stable, à hauteur de travail adéquate.

8.

Ce dispositif a été conçu pour une utilisation avec des consommables Struers spécialement
prévus pour cet usage et pour ce type de machine.

9.

La machine est conçue pour être utilisée avec les électrolytes recommandés par Struers.Lesélectrolytes non recommandés par Struers peuvent être dangereux pour l'opérateur ou
endommager la machine.

10. Risque de brûlures chimiques. Respecter toutes les exigences de sécurité relatives à lamanipulation, au mélange, à la vidange et à l'élimination des électrolytes.
11. Beaucoup d'électrolytes contiennent de l'alcool ou d'autres solvants inflammables. Toujours
respecter toutes les précautions de sécurité lors de l'utilisation de ces types d'électrolyte.
12. Ne jamais tenter d'ouvrir l'unité de polissage pendant son fonctionnement.
13. Ne pas faire fonctionner la pompe s’il n’y a pas d’électrolyte ou d’eau dans le réservoird’électrolyte.
14. Struers recommande de fermer ou de déconnecter l’alimentation en eau de refroidissement si lamachine est laissée sans surveillance.
15. Toujours porter des gants, des lunettes de protection et autres vêtements de protection
recommandés.
16. Accessoires: N’utiliser que des accessoires spécifiquement développés pour une utilisation
avec ce type de machine.
17. En cas de mauvais fonctionnement ou de bruits inhabituels, arrêter la machine et appeler le
SAV.
18. Toujours couper le courant et retirer la prise ou le câble avant de démonter la machine ou
d’installer des composants supplémentaires.
19. Vérifier que la tension du courant correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique dela machine.
20. La machine doit être débranchée de la prise de courant principal avant tout service
technique.Attendre 5 minutes que le potentiel résiduel dans les condensateurs soit déchargé.
21. L’équipement Struers ne doit être utilisé qu’en rapport avec et comme décrit dans le moded’emploi fourni avec l’équipement.
22. En cas de mauvais usage, d’installation incorrecte, de modification, de négligence, d’accident
ou de réparation impropre, Struers n’acceptera aucune responsabilité pour des dommages
causés à l’utilisateur ou à la machine.
23. Le démontage d’une pièce quelconque de l’équipement, en cas d’entretien ou de réparation,
doit toujours être assuré par un technicien qualifié (en électromécanique, électrique,mécanique, pneumatique, etc.).

2.3

Messages de sécurité
Struers utilise les signes suivants pour signaler les risques potentiels.

8

TenuPol-5

2 Sécurité
DANGER ÉLECTRIQUE
Ce signe avertit d’un danger électrique lequel, s'il n'est pas évité, peut être mortel
ou entraîner des blessures graves.
DANGERCe signe avertit d’un danger comportant un risque élevé lequel, s'il n'est pas évité,
peut être mortel ou entraîner des blessures graves.
ATTENTION
Ce signe avertit d’un danger comportant un risque moyennement élevé lequel, s'iln'est pas évité, peut être mortel ou entraîner des blessures graves.
PRUDENCE
Ce signe avertit d’un danger comportant un risque faible lequel, s'il n'est pas évité,
peut entraîner des blessures légères ou de gravité modérée.
RISQUE D´ÉCRASEMENT
Ce signe avertit d’un risque d'écrasement lequel, s'il n'est pas évité, peut
entraîner des blessures légères, modérées ou graves.
RISQUE DE CHALEUR
Ce signe avertit d’un risque de chaleur lequel, s'il n'est pas évité, peut entraîner
des blessures légères, modérées ou graves.
Arrêt d’urgenceArrêt d’urgence

Messages d'ordre général
RemarqueCe signe avertit d’un risque de dommage matériel, ou la nécessité de procéderavec prudence.
ConseilCe signe indique que des informations complémentaires et des conseils sontdisponibles.

2.4

Messages de sécurité dans ce mode d’emploi
ATTENTION
L’équipement Struers ne doit être utilisé qu’en rapport avec et comme décrit dansle mode d’emploi fourni avec l’équipement.

TenuPol-5

92 Sécurité
ATTENTION
Respecter toutes les exigences de sécurité relatives à la manipulation, au mélange, àla vidange et à l'élimination des électrolytes.
ATTENTION
Risque de brûlures chimiques.
Respecter toutes les exigences de sécurité relatives à la manipulation, au mélange, àla vidange et à l'élimination des électrolytes.
PRUDENCE
Toujours exiger et lire la Fiche de Données de Sécurité de chaque électrolyte avantde commencer à l'utiliser.
PRUDENCE
Beaucoup d'électrolytes contiennent de l'alcool ou d'autres solvants inflammables.
Toujours respecter toutes les précautions de sécurité lors de l'utilisation de ces typesd'électrolyte.
PRUDENCE
L'opérateur doit être parfaitement formé à la manipulation et à l'utilisation desélectrolytes avec cette machine.
PRUDENCE
La machine est conçue pour être utilisée avec les électrolytes recommandés par
Struers. Les électrolytes non recommandés par Struers peuvent être dangereux pourl'opérateur ou endommager la machine.

PRUDENCE
Danger d'incendie et d'explosion•
L'acide perchlorique à 60% est un produit très corrosif et oxydant. Le chauffage
peut provoquer une explosion et le contact avec des matériaux combustibles
peut provoquer un incendie.
•

La lutte contre les incendies doit être effectuée à partir d'un endroit protégé.
Utiliser les moyens d'extinction spécifiés dans la fiche de données de sécurité.

PRUDENCE
Toutes les personnes impliquées dans le mélange, l'utilisation, le stockage, letransport et l'élimination des électrolytes doivent être formées à la manipulation del'acide perchlorique lors de l'exécution de ces tâches.
•
Ne pas inhaler les vapeurs de la solution ou de ses composants.
•

Eviter tout contact avec la peau.

ATTENTION
Toujours porter un masque intégral ou des lunettes anti-éclaboussures, des gants en
caoutchouc et une blouse ou combinaison de laboratoire lors travail avec l'acide
perchlorique.

10

TenuPol-5

2 Sécurité
ATTENTION
S'assurer de mélanger le solvant dans une hotte chimique conçue pourl'utilisation d'acide perchlorique.
ATTENTION
Ne pas utiliser pas de récipients combustibles ou carbonés, de récipients deréaction, de bacs de récupération, d'étagères de stockage ou de matériaux
similaires lors du travail avec de l'acide perchlorique.
PRUDENCE
Ne pas produire de l’acide perchlorique anhydre, soit à partir de ses sels, soit àpartir de solutions aqueuses, par exemple en réchauffant des acides à pointd’ébullition élevé ou des agents déshydratants, tels que l’acide sulfurique ou lepentoxyde de phosphore. En plus du risque d’explosion spontanée, l’acide
anhydre explose instantanément au contact avec les matières organiques
oxydables.
PRUDENCE
Limiter l'utilisation ou le stockage de l'acide perchlorique à des quantités
inférieures à 500 g par hotte aspirante.
PRUDENCE
Ne jamais retourner l'unité de polissage, en particulier si la pompe contient del'électrolyte.
RISQUE D´ÉCRASEMENT
Faire attention de ne pas se coincer les doigts lors de la manipulation de lamachine.
DANGER ÉLECTRIQUE
La machine doit être branchée à la terre.
Eteindre le courant électrique avant d’installer un équipement électrique.
Vérifier que la tension du courant correspond à la tension indiquée sur la plaquesignalétique de la machine.
Une tension incorrecte peut endommager le circuit électrique.

DANGER ÉLECTRIQUE
Pour les installations électriques avec disjoncteurs différentiels
Pour cette machine, un disjoncteur de courant résiduel Type B, 30 mA (ou mieux)
recommandé. est requis (EN 50178/5.2.11.1).
Pour les installations électriques sans disjoncteurs différentiels
L’équipement devra être protégé par un transformateur isolant (transformateur àdeux bobines).
Contacter un électricien qualifié pour vérifier la solution.
Toujours suivre les règlements locaux en vigueur.

TenuPol-5

11

2 Sécurité
PRUDENCE
Une exposition prolongée à des bruits forts peut engendrer des pertes auditives
permanentes.
Utiliser une protection auditive si l'exposition au bruit excède les niveaux prescrits parles règlementations locales.
PRUDENCE
Ne pas utiliser la machine avec des accessoires ou consommables non-compatibles.

PRUDENCE
Toujours utiliser des lunettes ou un écran de protection, ainsi que des gantsrésistants aux produits chimiques.
ATTENTION
Ne pas toucher, déplacer et altérer l'unité pendant en cours d'utilisation.

ATTENTION
Ne pas utiliser la machine avec des dispositifs de sécurité défectueux.
Contacter le SAV Struers.
ATTENTION
Les composants critiques relatifs à la sécurité doivent être remplacés après une
durée de vie d'au maximum 20 ans.
Contacter le SAV Struers.
RISQUE D´ÉCRASEMENT
Faire attention de ne pas se coincer les doigts lors de la manipulation de la machine.
Porter des chaussures de sécurité lors de la manipulation des pièces de machine
lourdes.

2.5

Travailler avec des électrolytes
ATTENTION
Risque de brûlures chimiques.
Respecter toutes les exigences de sécurité relatives à la manipulation, au mélange, àla vidange et à l'élimination des électrolytes.
PRUDENCE
Toujours exiger et lire la Fiche de Données de Sécurité de chaque électrolyte avantde commencer à l'utiliser.
PRUDENCE
Beaucoup d'électrolytes contiennent de l'alcool ou d'autres solvants inflammables.
Toujours respecter toutes les précautions de sécurité lors de l'utilisation de ces typesd'électrolyte.

12

TenuPol-5

2 Sécurité
PRUDENCE
L'opérateur doit être parfaitement formé à la manipulation et à l'utilisation desélectrolytes avec cette machine.
PRUDENCE
La machine est conçue pour être utilisée avec les électrolytes recommandés par
Struers. Les électrolytes non recommandés par Struers peuvent être dangereux
pour l'opérateur ou endommager la machine.
PRUDENCE
Beaucoup d'électrolytes contiennent de l'alcool ou d'autres solvants
inflammables. S'assurer que toutes les précautions de sécurité sont respectées
pour ces types d'électrolytes.
Disponibilité
Les électrolytes Struers ne sont pas commercialisés aux Etats-Unis. Les composants chimiquesnécessaires à la composition de l’électrolyte doivent être achetés indépendamment.
Contacter un représentant Struers pour plus d'informations.

Après utilisation
Ne pas laisser l'électrolyte sécher ou cristalliser à l'intérieur de la machine ou sur le matériau poli.

Elimination
Voir Elimination ►67.

2.5.1

Acide perchlorique
PRUDENCE
Toujours exiger et lire la Fiche de Données de Sécurité de chaque électrolyte
avant de commencer à l'utiliser.
Pour trouver la Fiche de Données de Sécurité des composants en question, voir:
www.struers.com.

PRUDENCE
Danger d'incendie et d'explosion•
L'acide perchlorique à 60% est un produit très corrosif et oxydant. Le
chauffage peut provoquer une explosion et le contact avec des matériaux
combustibles peut provoquer un incendie.
•

TenuPol-5

La lutte contre les incendies doit être effectuée à partir d'un endroit protégé.
Utiliser les moyens d'extinction spécifiés dans la fiche de données desécurité.

13

2 Sécurité
Formation
PRUDENCE
Toutes les personnes impliquées dans le mélange, l'utilisation, le stockage, letransport et l'élimination des électrolytes doivent être formées à la manipulation del'acide perchlorique lors de l'exécution de ces tâches.
•
Ne pas inhaler les vapeurs de la solution ou de ses composants.
•

Eviter tout contact avec la peau.

Mélanger l'acide perchlorique dans la solution d’électrolyte
Lors du travail avec des électrolytes Struers marqués du préfixe A, il faudra mélanger une certaine
quantité d'acide perchlorique dans la solution d’électrolyte.
ATTENTION
Toujours porter un masque intégral ou des lunettes anti-éclaboussures, des gants en
caoutchouc et une blouse ou combinaison de laboratoire lors travail avec l'acide
perchlorique.
ATTENTION
S'assurer de mélanger le solvant dans une hotte chimique conçue pour l'utilisationd'acide perchlorique.
ATTENTION
Ne pas utiliser pas de récipients combustibles ou carbonés, de récipients de réaction,de bacs de récupération, d'étagères de stockage ou de matériaux similaires lors dutravail avec de l'acide perchlorique.
ATTENTION
Pour en savoir plus sur les électrolytes, consultez la fiche de données de sécurité duproduit concerné.

Procédure
PRUDENCE
Vous devez doser les composants en respectant les quantités spécifiées ci-dessous.

Electrolyte A2
1.

Mélanger l’éthanol, le butoxyéthanol et l’eau.

2.

Juste avant utilisation, ajouter de l’acide perchlorique A2 II au mélange A2 I.

Formule

A2 I

A2 II

90 ml d’eau distillée

78 ml d’acide perchlorique

730 ml d’éthanol
100 ml de butoxyéthanol

14

TenuPol-5

2 SécuritéElectrolyte A2
Produits
chimiques

Tous les produits chimiques sont chimiquement purs, de préférence dequalité analytique. Sauf indication contraire, le pourcentage correspond au
pourcentage de poids.
Butoxyéthanol

Éthylène-glycol monobutyl-éther,CH3-(CH2)2-CH2-O-CH2-CH2OH

Éthanol 96 % vol

CH3-CH2OH

Acide perchlorique

60 %, HClO4

Eau distillée

H 2O

Santé et sécurité
Avant de procéder au mélange, lire minutieusement la fiche de données de sécurité concernant
les composants spécifiques.
L’utilisateur doit respecter les instructions relatives à une procédure correcte conformément aumode d’emploi fourni avec l’équipement.
RemarqueLe produit doit être éliminé conformément aux réglementations locales sur les
produits dangereux.

Electrolyte A3
1.

Mélanger l’éthanol et le butoxyéthanol.

2.

Juste avant utilisation, ajouter de l’acide perchlorique A3 II au mélange A3 I.

Formule

A3 I

A3 II

600 ml de méthanol

60 ml d’acide perchlorique

360 ml de butoxyéthanol
Produits
chimiques

Tous les produits chimiques sont chimiquement purs, de préférence dequalité analytique. Sauf indication contraire, le pourcentage correspond
au pourcentage de poids.
Butoxyéthanol

Éthylène-glycol monobutyl-éther,CH3-(CH2)2-CH2-O-CH2-CH2OH

Méthanol

100 % vol., CH3OH

Acide perchlorique

60 %, HClO4

Santé et sécurité
Avant de procéder au mélange, lire minutieusement la fiche de données de sécurité
concernant les composants spécifiques.
L’utilisateur doit respecter les instructions relatives à une procédure correcte conformément aumode d’emploi fourni avec l’équipement.
RemarqueLe produit doit être éliminé conformément aux réglementations locales sur les
produits dangereux.

TenuPol-5

15

2 SécuritéElectrolyte D2
1.

Mélanger l’acide phosphorique dans l’eau distillée

2.

Ajouter l’éthanol, le propanol et l’urée.

FormuleD2
500 ml d’eau distillée
250 ml d’acide phosphorique

250 ml d’éthanol
50 ml de propanol
5 g d’urée
Produits
chimiques

Tous les produits chimiques sont chimiquement purs, de préférence dequalité analytique. Sauf indication contraire, le pourcentage correspond au
pourcentage de poids.
Éthanol

96 % vol., CH3-CH2OH

Acide phosphorique

Acide orthophosphorique 85 %,(HO)3PO

Propanol2-propanol 100 %, CH3-CH2-CH2OH

Urée

CO(NH2)2

Eau distillée

H 2O

Santé et sécurité
Avant de procéder au mélange, lire minutieusement la fiche de données de sécurité concernant
les composants spécifiques.
L’utilisateur doit respecter les instructions relatives à une procédure correcte conformément aumode d’emploi fourni avec l’équipement.
RemarqueLe produit doit être éliminé conformément aux réglementations locales sur les
produits dangereux.

Stockage de l'acide perchlorique ou de la solution
PRUDENCE
Ne pas produire de l’acide perchlorique anhydre, soit à partir de ses sels, soit à partirde solutions aqueuses, par exemple en réchauffant des acides à point d’ébullitionélevé ou des agents déshydratants, tels que l’acide sulfurique ou le pentoxyde dephosphore. En plus du risque d’explosion spontanée, l’acide anhydre explose
instantanément au contact avec les matières organiques oxydables.
PRUDENCE
Limiter l'utilisation ou le stockage de l'acide perchlorique à des quantités inférieures à
500 g par hotte aspirante.

16

TenuPol-5

3 Commencer
3.

Ne jamais laisser l'acide perchlorique cristalliser sur les goulots des bouteilles, les bouchonsou ailleurs.

4.

Conserver les liquides dans des endroits sûrs, bien ventilés, dans des réceptacles de métal,verre ou céramique.

5.

Stocker le produit chimique à l'écart d'autres produits chimiques ou matières combustibles
ou organiques.

6.

Ne jamais laisser les solutions sécher.

Pour plus d'informations, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité du produit.

3

Commencer

3.1

Description du dispositif
L'équipement est utilisé pour la préparation matérialographique, ce qui permet de poursuivre
l'examen des matériaux à des fins de contrôle qualité. Il est conçu pour la préparation rapided'échantillons adaptés à la microscopie électronique à transmission (MET).
L'amincissement électrolytique peut être effectué sur la plupart des surfaces métalliques. Le
processus électrochimique est possible sur des matériaux conducteurs par l'action de l'électrolyte
et de l'électricité. Pendant le processus, un courant local élevé, appliqué à la surface del'échantillon recouvert d'électrolytes, aura un effet d'attaque sur la surface. Ce processus rend lasurface prête pour des analyses matérialographiques subséquentes.
L'équipement se compose d'une unité de contrôle et d'une unité de polissage.
L'unité de polissage doit être placée dans une zone bien aérée, de préférence une hotteaspirante, pour éviter l'inhalation de vapeurs dangereuses.
L'opérateur remplit et vide le réservoir d'électrolyte dans l'unité de polissage.
Avant de commencer le processus, l'opérateur place un échantillon/pièce dans le porteéchantillons/la plaque porte-échantillons. L'opérateur sélectionne une méthode, un accessoire etun électrolyte adaptés. Il existe 200 méthodes de polissage/amincissement prédéfinies pour lepré-amincissement et l'amincissement final.
L'opérateur s'assure qu'une combinaison appropriée d'électrolytes et de paramètres de polissage
est sélectionnée pour le matériau. L'opérateur s'assure que l'électrolyte correct se trouve dansl'unité de polissage.
L'opérateur lance le processus. Une fonction de scanning détermine automatiquement la tension
de polissage correcte pour le processus d'amincissement. Les petites couches de matière sontretirées des deux côtés de l'échantillon dans le processus d'attaque/amincissementélectrolytique. Pendant l'opération, le courant et la température de l'électrolyte sont affichés surl'écran.
La tension et le courant sont contrôlés et réglés automatiquement. En cas de chaleur et/ou deconsommation en courant excessive, l’unité s’éteindra automatiquement.
Le processus de polissage/amincissement s'arrête automatiquement lorsqu'un trou apparaît
dans l'échantillon.

TenuPol-5

17

3 Commencer
Après utilisation, le réservoir d'électrolyte doit être vidé et nettoyé à l'eau. L'électrolyte doit êtrestocké dans un endroit sûr, dans un récipient fermé adapté à cet usage. Le nettoyage est effectué enutilisant le réservoir d'électrolyte rempli d'eau.
RemarqueUne bonne maintenance est nécessaire pour garantir le temps de fonctionnement etla durée de vie maximum de la machine.
RemarqueCe dispositif a été conçu pour une utilisation avec des consommables Struers
spécialement prévus pour cet usage et pour ce type de machine.

3.2

Aperçu - TenuPol-5
A Unité de contrôle
B Unité de polissage

Unité de contrôle
Vue de face - Unité de contrôle
A Affichage
B Interrupteur principal (à l'arrière)
C Panneau de commande

Vue arrière - Unité de contrôle
A Douille - Alimentation en courant
B Interrupteur principal
C Compartiment à fusibles
D Douille - Unité de polissage
E Douille - Capteur thermique électronique

Unité de polissage
Voir le mode d’emploi fourni avec l’équipement spécifique.

18

TenuPol-5

3 Commencer

3.3

Fonctions du panneau de commande
A Affichage
B Touches de fonction - F1 à F4
C Défilement vers le haut/Défilement vers le bas
D Select/Enter
E ESC
F Arrêt
G Marche
BoutonFonction
Touche de fonction•

Presser ce bouton pour activer les commandes à diverses fins. Voir la ligne
du bas de chaque écran individuel.

à

Défilement vers le haut•

Presser ce bouton pour faire défiler vers le haut et pour augmenter la valeurd'un réglage.

Défilement vers le bas•

Presser ce bouton pour faire défiler vers le bas et pour diminuer la valeurd'un réglage.

ESC
Utiliser ce bouton sur le panneau de commande pour retourner aux fonctions ou
valeurs précédentes.
•

Presser le bouton pour retourner au menu principal.

•

Presser le bouton pour revenir à la dernière fonction ou valeur.

•Presser le bouton pour annuler les changements.

Sélectioner/Enter•

Presser ce bouton pour entrer dans un champ, par exemple un paramètre,pour sélectionner une valeur et pour confirmer un choix.

Marche•Démarre le processus d’amincissement.

Arrêt
•

TenuPol-5

Interrompt le processus d’amincissement.

19

3 Commencer

3.4

L’affichage
RemarqueLes écrans montrés dans ce présent mode d’emploi peuvent différer des écrans dulogiciel.

Lorsque la machine est mise sous tension, l’écran affiche la configuration et la version du logiciel
installé.
Après le démarrage, l'affichage passe à l'écran affiché en dernier lorsque la machine a été éteinte.
L’affichage est divisé en plusieurs zones principales. Voircet exemple.
A Barre de titre
La barre de titre montre la fonction choisie.

B Champs d’information
Ces champs donnent des informations sur la fonction
choisie. Il est possible de choisir et de modifier la valeurde certains champs.

C Options des touches de fonction.
Les fonctions affichées dépendent de l’écran en coursd’affichage.
L'écran affiche des informations telles que les menus, les paramètres de préparation ou le processus
de préparation au fur et à mesure de son avancement.

Naviguer dans l’affichage
Utiliser les boutons du panneau de commande pour naviguer dans l'affichage.
Voir Fonctions du panneau de commande ►19.
Son

Bip court

Bip long

Description
Un bip court à la pression d'une touche indique que la sélection est
confirmée.
Il est possible d’activer ou de désactiver le bip : sélectionner
Configuration (Configuration).
Un bip long à la pression d'une touche indique que la touche ne peutpas être activée pour le moment.
Il est impossible de désactiver ce bip.

Mise en veille
Pour augmenter la longévité de l’affichage, le rétroéclairage s’atténue automatiquement si lamachine n’est pas utilisée pendant un certain temps. (30 min)•20

Presser une touche quelconque pour réactiver l'affichage.

TenuPol-5

3 Commencer

3.4.1

Menu principal

Sur l’écran Main menu (Menu principal), choisir parmi les options suivantes :•Struers Methods (Méthodes Struers)•

User Methods (Méthodes de l'utilisateur)•

Manual funct. (Fonct. manuelle)•

Config. (Config.)

Voir

3.4.2

•

Méthodes ►32•

Fonctions manuelles ►57•

Écran de configuration ►22

L'affichage du processus
Voici un exemple d'affichage du processus.

TenuPol-521

3 Commencer
A Graphique courant-temps.
B Statut du processus. Exemple: Process running(Processus en cours)
C Température de l'électrolyte

3.4.3

Écran de configuration
Il est possible de modifier les paramètres généraux directement dans le menu Configuration(Configuration).
1.

Dans l’écran Main menu (Menu principal), choisir Config. (Config.).

2.

Dans l’écran Configuration (Configuration), choisir:–Display contrast (Contraste de l'affichage)–

Language (Langue)–

Temperature unit (Unité de température)–

Temp. warning (Avertissement temp.)–

Max. Temperature (Température max.)–

Pump pre-time (Pompe pré-temps)

Élément de menu

Description

Display contrast(Contraste del'affichage)•

Si nécessaire, régler les paramètres de contraste de l'affichage.

Language (Langue)•

Choisir sa langue de prédilection.
Si nécessaire, la langue peut être changée ultérieurement.

Temperature unit
(Unité detempérature)•

Régler l'unité de température à utiliser: Celsius ou Fahrenheit.

Temp. warning(Avertissement
temp.)•

Régler le niveau de température pour chaque méthode, si
nécessaire. Lorsque la température préréglée est atteinte, lerefroidissement de l'électrolyte commence.
Un avertissement indique que la température de l'électrolyte adépassé la température définie dans la méthode.
–0 - 10°C (32 - 50°F)

ou
–

22

No Warning (Pas d'avertissement)

TenuPol-5

3 Commencer

Élément de menu

Description

Max. Temperature(Température max.)•

Régler la température maximale de l'électrolyte, si nécessaire. Si
cette valeur est atteinte pendant le processus, la machine s'arrête
automatiquement.
30 - 50°C (86 - 122°F)

Pump pre-time(Pompe pré-temps)•

Régler le temps où la pompe doit démarrer avant que le courant nesoit appliqué. Cette fonction est utilisée pour obtenir un flux
uniforme de l'électrolyte dès le tout début du processus.
–

F1 - Def. value(Valeur déf.)•

4 – 15 s

Si nécessaire, rétablir les valeurs d'usine par défaut:–Sélectionner la valeur appropriée.

–Presser F1.

F2 - Elect. Formula(Formule élect.)

Consulter les formules et les conditions de mélange pour tous lesélectrolytes Struers.

F3 - Edit Elect. Name
(Éditer Nom élect.)

Si l'opérateur utilise ses propres électrolytes, il pourra remplacer lesnoms par ceux de son choix.

RemarqueLorsque le nom d'un électrolyte défini parl'utilisateur est changé, le nom change
automatiquement dans toutes les méthodes où cetélectrolyte est utilisé.
1.

Sélectionner l'électrolyte.

2.

Presser F3 pour démarrer la fonction d'édition.

3.

Choisir le nom.

4.

Saisir le nouveau nom.
Voir Renommer une méthode ►45.

F4 - Adj. Pump (Régl.
pompe)•

La pompe doit être réglée avant sa première utilisation. Utiliser
cette fonction pour vérifier régulièrement la pompe.
Voir Calibrer la pompe ►64.

TenuPol-523

4 Transport et stockage

4Transport et stockageSi, à tout moment après l’installation, il est nécessaire de déplacer l’unité ou de la stocker, il est
recommandé de suivre un certain nombre de consignes.
•

Emballer l’unité avec soin avant son transport.Un emballage insuffisant pourrait causer desdommages sérieux à l’unité et annulerait la garantie. Contacter le SAV Struers.

•

Nous vous recommandons d’utiliser l'emballage et les fixations d'origine.
RemarqueLes sangles doivent être homologuées pour pouvoir supporter au moins 2 fois lepoids de la machine.
RemarqueToujours transporter la machine en position debout.

Remarque
Ne pas expédier ou transporter la machine sans les matériaux d’emballage corrects.

Transport
1.

Se familiariser avec les points de 1 à 14 dans TenuPol-5: Document sur Comment déballer.

2.

Débrancher la machine de l'alimentation électrique.

3.

Placer un bloc de mousse entre le pénétrateur et l'enclume pour l'empêcher de bouger.

4.

Placer les sangles de levage solidement autour de la barre de levage (voir points 9 et 10).

5.

Lever la machine et (alors qu'elle est en suspension dans l'air) retirer les pieds.

6.

Déplacer la machine à son nouvel emplacement.

Stockage et expédition à long terme
7.

Placer la machine sur la palette. Ne pas oublier d'aligner les trous sur la palette à ceux dans lamachine.

8.

Monter les boulons de transport.

9.

Fixer l'actionneur à l'aide d'une attache en plastique (voir point 13).

10. Monter les parois de la caisse.
11. Placer la mallette d’accessoires et autres pièces dans la caisse.
12. Pour garder la machine sèche, placer un sachet de dessicatif (gel de silice) dans la caisse.
13. Monter le couvercle de la caisse.

4.1

24

Transport
1.

Nettoyer l'unité de contrôle avec un chiffon doux et humide.

2.

Nettoyer soigneusement l'unité de polissage. Voir le mode d'emploi spécifique pour cette unité.

TenuPol-55 Installation

4.2

3.

Déconnecter l’alimentation en courant électrique.

4.

Débrancher l'unité de polissage de l'alimentation en eau ou de l'unité de recyclage (option).

5.

Déplacer les unités dans leurs nouveaux emplacements.

Stockage
RemarqueNous vous recommandons de conserver l'emballage et les fixations d'origine pourune éventuelle utilisation future.
•

Débrancher l’unité de l’alimentation en courant électrique.

•

Sortir tous les autres accessoires.

•

Nettoyer et sécher l'unité avant le stockage. Voir Quotidiennement ►62.

•

Placer la machine et ses accessoires dans leur emballage d’origine.

•

Placer un sachet de dessiccant (gel de silice) dans la boîte.

•Pour plus de détails sur la température et l'humidité de stockage, voir Caractéristiques
techniques - TenuPol-5 ►69.

Unité de polissage
Voir le mode d'emploi spécifique pour cette unité.

5

Installation

5.1

Déballer la machine
RemarqueNous vous recommandons de conserver l'emballage et les fixations d'origine pourune éventuelle utilisation future.

L'équipement est livré dans deux caisses.
•

Unité de contrôle•

Unité de polissage

Unité de contrôle
1.

Couper le ruban adhésif sur le haut de la boîte.

2.

Sortir les pièces détachées.

3.

Sortir l’unité de la caisse.

TenuPol-5255 Installation
Unité de polissage
Voir le mode d'emploi spécifique pour cette unité.

Déplacer la machine
Voir Transport ►24.

5.2

Vérifier la liste d’emballage
L'équipement est livré dans deux caisses.
•

Unité de contrôle•

Unité de polissage

Des accessoires en option peuvent être inclus dans la caisse d’emballage.

Unité de contrôle
La caisse de transport contient les pièces suivantes:
Unités.

Description

1

Unité de contrôle

2

Câbles d’alimentation en courant électrique

1

Adaptateur de jonction

1

Capteur thermique électronique, +35 à -50°C (95 à -58°F)

1

Jeu de modes d'emploi

Unité de polissage
Voir le mode d'emploi spécifique pour cette unité.

5.3

Emplacement
RISQUE D´ÉCRASEMENT
Faire attention de ne pas se coincer les doigts lors de la manipulation de la machine.
Porter des chaussures de sécurité lors de la manipulation des pièces de machine
lourdes.
Unité de contrôle

26•

Placer l'unité sur un meuble de travail rigide et stable, avec une surface horizontale et dehauteur adéquate.

•

Placer l'unité près de la hotte où l'unité de polissage est placée.

TenuPol-55 Installation
Remarque
Ne pas placer l'unité de contrôle dans une hotte, car les composantsélectroniques sensibles peuvent être endommagés par les gaz acides
dégagés par les électrolytes utilisés.
Unité de polissage
Voir le mode d'emploi spécifique pour cette unité.

5.4

Alimentation en courant
PRUDENCE
La machine doit être branchée à la terre.
Eteindre le courant électrique avant d’installer un équipement électrique.
Vérifier que la tension du courant correspond à la tension indiquée sur la plaquesignalétique de la machine.
Une tension incorrecte peut endommager le circuit électrique.
Prise électrique
La prise d’alimentation en courant électrique doit être facilement accessible.
La prise d’alimentation en courant électrique devra se trouver entre 0,6 m et 1,9 m (de 2½" à 6')
au-dessus du sol. Une hauteur maximum de 1,7 mètre (5' 6") est recommandée.

5.4.1

Câbles électriques
DANGER ÉLECTRIQUE
La machine doit être branchée à la terre.
Eteindre le courant électrique avant d’installer un équipement électrique.
Vérifier que la tension du courant correspond à la tension indiquée sur la plaquesignalétique de la machine.
Une tension incorrecte peut endommager le circuit électrique.
Remarque
La machine est livrée avec 2 types de câbles électriques. Si la prise fournie surces câbles n’est pas autorisée dans le pays d’utilisation, celle-ci devra êtreremplacée par une prise homologuée.
Alimentation monophasée
La prise à 2 broches (Schuko européenne) s'utilise en
monophasé.
Les fils électriques devront être raccordés comme suit:
Jaune/Vert

Terre

MarronLigne (live)

Bleu

NeutreTenuPol-527

5 Installation
Alimentation bi-phasée
La prise à 3 tiges (NEMA des Etats-Unis) est pour une utilisation à
bi-phasée.

Les fils électriques devront être raccordés comme suit:
Vert

Terre

Noir

NeutreBlanc

Ligne (live)

Branchement à la machine

5.4.2

•

Raccorder le câble d'alimentation électrique à la prisesituée à l'arrière de l'unité de contrôle.

•Connecter le câble à l’alimentation en courant électrique.

Tension
PRUDENCE
La machine doit être branchée à la terre.
Eteindre le courant électrique avant d’installer un équipement électrique.
Vérifier que la tension du courant correspond à la tension indiquée sur la plaquesignalétique de la machine.
Une tension incorrecte peut endommager le circuit électrique.
RemarqueDans les pays disposant d'une alimentation électrique de 100 à 120 V, il faudra
modifier le réglage de l'équipement.
– 115 V: 100-120 V/50/60 Hz– 230 V: 200-240 V/50/60 HzRéglage d'usine
Comment modifier la tension

28

1.

Utiliser un petit tournevis plat pour ouvrir
le couvercle du compartiment à fusibles àl'arrière de l'unité de contrôle.

2.

Retirer le porte-fusible du compartimentà fusibles.

3.

Tourner le porte-fusible dans la position
requise.

4.

Le pousser à nouveau dans lecompartiment à fusibles.

5.

Fermer le couvercle du compartiment à
fusibles. La « fenêtre » devrait
maintenant afficher la tension correcte.

A Compartiment à fusibles

TenuPol-55 Installation

5.5

Préparer l'unité pour l'opération
ATTENTION
L'unité de polissage doit être placée dans un endroit bien ventilé, de préférence
une hotte aspirante.
Ne pas toucher, déplacer et altérer l'unité pendant en cours d'utilisation.

5.5.1

Brancher l'unité de polissage
ATTENTION
L'unité de polissage doit être placée dans un endroit bien ventilé, de préférence
une hotte aspirante.
Ne pas toucher, déplacer et altérer l'unité pendant en cours d'utilisation.
1.

Raccorder le câble de l'unité de polissage à l'adaptateur fourni avec l'unité de contrôle.

2.

Brancher le câble adaptateur à l'arrière de l'unité de contrôle.

3.

Serrer la bague de retenue pour fixer le bouchon.

Calibrer la pompe
La première fois que la machine est mise sous tension, il est recommandé de régler la pompe.
Voir Calibrer la pompe ►64.

5.5.2

Installer l’unité de polissage
1.

Placer la plaque de base avec la pompe et leserpentin de refroidissement sur le réservoir isolé.

2.

Insérer le capteur thermomètre, A, dans l'orifice
entre la cellule de polissage et le moteur de lapompe.
PRUDENCE
Toujours utiliser le capteur thermomètre
pendant la préparation.

3.

Raccorder l'un des tubes fournis avec l'unité depolissage au serpentin de refroidissement et àl'alimentation en eau de refroidissement.

4.

Raccorder l’autre tube sur l’autre côté du serpentin de refroidissement et le mener àl’écoulement.

5.

Si l'unité est connectée à une unité de refroidissement externe (option), utiliser des tubes
isolés appropriés pour raccorder l'unité de refroidissement et le serpentin derefroidissement.
RemarqueVoir le mode d'emploi spécifique pour cette unité.

TenuPol-529

5 Installation
Conseil
S'il n'est pas possible de refroidir l'électrolyte avec de l'eau de refroidissement ou une
unité de refroidissement externe, placer le récipient non isolé dans un bain de glace
pour le refroidissement.

5.5.3

Remplir le réservoir d’électrolyte
PRUDENCE
Toujours observer les règles de sécurité en vigueur pour la manipulation etl’élimination des électrolytes.
L'opérateur doit être parfaitement formé à la manipulation et à l'utilisation desélectrolytes avec cette machine.
ATTENTION
Manipuler toujours les électrolytes dans des zones bien ventilées.
Toujours porter des gants de protection, des lunettes et utiliser un entonnoir lors de la
manipulation des électrolytes.
Pour obtenir des instructions sur la manipulation des électrolytes, voir Travailler avec desélectrolytes ►12.

30

1.

Retirer la plaque de base avec la pompe et le serpentin
de refroidissement du réservoir d’électrolyte.

2.

Remplir le réservoir d'électrolyte jusqu'au repère avec
de l'électrolyte (environ 1 l).

3.

Placer la plaque de base sur le réservoir d'électrolyte.

TenuPol-55 Installation

5.5.4

5.6

Monter les porte-jet
1.

Placer un porte-jet dans le compartiment depolissage et faire glisser le manchon dans larainure jusqu’à ce que le porte-jet soit bien calécontre la paroi arrière du compartiment.

2.

Monter l’autre porte-jet de manière similaire del’autre côté du compartiment.

3.

Brancher les deux fiches bananes dans les douilles
correspondantes dans les porte-jet.

4.

Placer le couvercle de protection sur la chambre depolissage.

Bruit
Pour plus d’informations sur le niveau de pression accoustique, voir la section suivante:
Caractéristiques techniques ►69

TenuPol-531

6 Opérer le dispositif
PRUDENCE
Une exposition prolongée à des bruits forts peut engendrer des pertes auditives
permanentes.
Utiliser une protection auditive si l'exposition au bruit excède les niveaux prescrits parles règlementations locales.

6

Opérer le dispositif

6.1

Démarrer la machine pour la première fois•

Mettre la machine sous tension à l'interrupteur principal situé à l'arrière de l'unité de contrôle.

Démarrage – la première fois
Au premier démarrage de la machine, l'écran Main menu (Menu principal) s’affiche.
Pour les instructions sur comment naviguer dans l’affichage, voir:•

Fonctions du panneau de commande ►19•

L’affichage ►20

Language (Langue)
Choisir sa langue de prédilection. Si nécessaire, la langue peut être changée ultérieurement.
1.

Dans l’écran Main menu (Menu principal), choisir Config. (Config.) > Language (Langue).

2.

Faire défiler la liste vers le haut ou vers le bas pour choisir la langue.

Calibrer la pompe
La pompe doit être réglée avant sa première utilisation.
Cette fonction calibre la pompe de l'unité de polissage et garantit que les paramètres de flux dans lesméthodes Struers sont corrects.
Voir Calibrer la pompe ►64.

Démarrage - opération quotidienne
Au démarrage de la machine, l’écran actif lorsque la machine a été éteinte, s’affiche juste aprèsl’écran de démarrage.

6.2

MéthodesIl est possible d'utiliser les types de méthodes suivants:•

Struers Methods (Méthodes Struers)
Ces méthodes sont prédéfinies.Il n'est pas possible de modifier les paramètres.Si nécessaire,
les copier dans le dossier User Methods (Méthodes de l'utilisateur) et modifier les paramètres.

32

TenuPol-5

6 Opérer le dispositif•

User Methods (Méthodes de l'utilisateur)
Ces méthodes peuvent être copiées et modifiées si nécessaire.

Préparation des échantillons pour le polissage électrolytique et l'attaqueLes échantillons doivent être prépolis avant de pouvoir procéder au polissage électrolytique et àl'attaque. Plus la finition de surface est fine, plus le temps de polissage est court, ce qui donne
généralement un meilleur résultat final.
Voir les détails sur la préparation mécanique des échantillons ici:
•

6.2.1

Le site web de Struers (http://www.struers.com)

Struers Methods (Méthodes Struers)
Préamincissement et perçage
Il existe 8 méthodes prédéfinies pour le pré-amincissement et le perçage. Elles sont représentées
avec un diamètre de 10 mm et un petit symbole d'horloge à côté du nom de l'électrolyte.
Choisir la méthode à utiliser.

Méthodes0.1 Acier inoxydable Ø10 mm
Electrolyte (Electrolyte)

A8

Voltage (Tension)

90 V

Temperature recomm. (Température
recomm.)+15°C (+19,8°C)

Polishing time (Temps de polissage)

3m0sLight stop value (Valeur d'arrêt lumière)

IgnorerGraphic time scale (Echelle du temps
graphique)

Auto

Flow mode (Mode de flux)

Flux simple

Pump flow rate (Débit de la pompe)

19

0.3 Acier à faible teneur en C Ø10 mm
Electrolyte (Electrolyte)

A2

Voltage (Tension)

40 V

Temperature recomm. (Température
recomm.)+5°C (+19,8 °C)

Polishing time (Temps de polissage)

3m0sLight stop value (Valeur d'arrêt lumière)

Ignorer

TenuPol-533

6 Opérer le dispositif

0.3 Acier à faible teneur en C Ø10 mm
Graphic time scale (Echelle du temps
graphique)

Auto

Flow mode (Mode de flux)

Flux simple

Pump flow rate (Débit de la pompe)23

0.6 Impax 45HRC Ø10 mm
Electrolyte (Electrolyte)

A2

Voltage (Tension)

46 V

Temperature recomm. (Température
recomm.)+20°C (+19,8 °C)

Polishing time (Temps de polissage)

3m0sLight stop value (Valeur d'arrêt lumière)

IgnorerGraphic time scale (Echelle du temps
graphique)

Auto

Flow mode (Mode de flux)

Flux simple

Pump flow rate (Débit de la pompe)

20

0.9 Titane Ø10 mm
Electrolyte (Electrolyte)

A3

Voltage (Tension)

35 V

Temperature recomm. (Température
recomm.)+5°C (+19,8 °C)

Polishing time (Temps de polissage)

3m0sLight stop value (Valeur d'arrêt lumière)

IgnorerGraphic time scale (Echelle du temps
graphique)

Auto

Flow mode (Mode de flux)

Flux simple

Pump flow rate (Débit de la pompe)

30

0.11 Cuivre Ø10 mm

34

Electrolyte (Electrolyte)

D2

Voltage (Tension)

10,5 V

Temperature recomm. (Température
recomm.)+17°C (+19,8 °C)

TenuPol-5

6 Opérer le dispositif

0.11 Cuivre Ø10 mm
Polishing time (Temps de polissage)

3m0sLight stop value (Valeur d'arrêt lumière)

IgnorerGraphic time scale (Echelle du temps
graphique)

Auto

Flow mode (Mode de flux)

Flux simple

Pump flow rate (Débit de la pompe)

35

0.13 Laiton Ø10 mm
Electrolyte (Electrolyte)

D2

Voltage (Tension)

13 V

Temperature recomm. (Température
recomm.)+5°C (+19,8 °C)

Polishing time (Temps de polissage)

3m0sLight stop value (Valeur d'arrêt lumière)

IgnorerGraphic time scale (Echelle du temps
graphique)

Auto

Flow mode (Mode de flux)

Flux simple

Pump flow rate (Débit de la pompe)

25

0.15 Bronze Ø10 mm
Electrolyte (Electrolyte)

D2

Voltage (Tension)

17 V

Temperature recomm. (Température
recomm.)+5°C (+19,8 °C)

Polishing time (Temps de polissage)

3m0sLight stop value (Valeur d'arrêt lumière)

IgnorerGraphic time scale (Echelle du temps
graphique)

Auto

Flow mode (Mode de flux)

Flux simple

Pump flow rate (Débit de la pompe)

30

0.17 Aluminium Ø10 mm
Electrolyte (Electrolyte)

A2

Voltage (Tension)

40 V

TenuPol-535

6 Opérer le dispositif

0.17 Aluminium Ø10 mm
Temperature recomm. (Température
recomm.)+5°C (+19,8 °C)

Polishing time (Temps de polissage)

3m0sLight stop value (Valeur d'arrêt lumière)

IgnorerGraphic time scale (Echelle du temps
graphique)

Auto

Flow mode (Mode de flux)

Flux simple

Pump flow rate (Débit de la pompe)

19

Amincissement final
Il existe 10 méthodes prédéfinies pour l'amincissement final. Elles sont représentées avec undiamètre de 3 mm et un petit symbole de source lumineuse à côté du nom de l'électrolyte.
Choisir la méthode à utiliser.

Méthodes0.2 Acier inoxydable Ø3 mm
Electrolyte (Electrolyte)

A8

Voltage (Tension)

50 V

Temperature recomm. (Température
recomm.)+15°C (+19,8 °C)

Polishing time (Temps de polissage)

Pas de limite

Light stop value (Valeur d'arrêt lumière)

AutoGraphic time scale (Echelle du temps
graphique)

Auto

Flow mode (Mode de flux)

Flux simple

Pump flow rate (Débit de la pompe)

12

0.4 Acier à faible teneur en C Ø3 mm

36

Electrolyte (Electrolyte)

A2

Voltage (Tension)

43 V

Temperature recomm. (Température
recomm.)+5°C (+19,8 °C)

Polishing time (Temps de polissage)

Pas de limite

Light stop value (Valeur d'arrêt lumière)

Auto

TenuPol-5

6 Opérer le dispositif

0.4 Acier à faible teneur en C Ø3 mm
Graphic time scale (Echelle du temps
graphique)

Auto

Flow mode (Mode de flux)

Flux simple

Pump flow rate (Débit de la pompe)

20

0.5 Acier à faible teneur en C Ø3 mm
Electrolyte (Electrolyte)

A8

Voltage (Tension)

50 V

Temperature recomm. (Température
recomm.)+15°C (+19,8 °C)

Polishing time (Temps de polissage)

Pas de limite

Light stop value (Valeur d'arrêt lumière)

AutoGraphic time scale (Echelle du temps
graphique)

Auto

Flow mode (Mode de flux)

Flux simple

Pump flow rate (Débit de la pompe)

16

0.7 Impax 45HRC Ø3 mm
Electrolyte (Electrolyte)

A2

Voltage (Tension)

30 V

Temperature recomm. (Température
recomm.)+20°C (+19,8 °C)

Polishing time (Temps de polissage)

Pas de limite

Light stop value (Valeur d'arrêt lumière)

AutoGraphic time scale (Echelle du temps
graphique)

Auto

Flow mode (Mode de flux)

Flux simple

Pump flow rate (Débit de la pompe)

12

0.8 Impax 45HRC Ø3 mm
Electrolyte (Electrolyte)

A8

Voltage (Tension)

60 V

Temperature recomm. (Température
recomm.)+15 °C (+19,8 °C)

Polishing time (Temps de polissage)

Pas de limite

TenuPol-537

6 Opérer le dispositif

0.8 Impax 45HRC Ø3 mm
Light stop value (Valeur d'arrêt lumière)

AutoGraphic time scale (Echelle du temps
graphique)

Auto

Flow mode (Mode de flux)

Flux simple

Pump flow rate (Débit de la pompe)

160.10 Titane Ø3 mm
Electrolyte (Electrolyte)

A3

Voltage (Tension)

35 V

Temperature recomm. (Température
recomm.)+5°C (+19,8 °C)

Polishing time (Temps de polissage)

Pas de limite

Light stop value (Valeur d'arrêt lumière)

AutoGraphic time scale (Echelle du temps
graphique)

Auto

Flow mode (Mode de flux)

Flux simple

Pump flow rate (Débit de la pompe)

10

0.12 Cuivre Ø3 mm
Electrolyte (Electrolyte)

D2

Voltage (Tension)

5V

Temperature recomm. (Température
recomm.)+5°C (+19,8 °C)

Polishing time (Temps de polissage)

Pas de limite

Light stop value (Valeur d'arrêt lumière)

AutoGraphic time scale (Echelle du temps
graphique)

Auto

Flow mode (Mode de flux)

Flux simple

Pump flow rate (Débit de la pompe)

100.14 Laiton Ø3 mm

38

Electrolyte (Electrolyte)

D2

Voltage (Tension)

6V

Temperature recomm. (Température
recomm.)+5°C (+19,8 °C)

TenuPol-5

6 Opérer le dispositif

0.14 Laiton Ø3 mm
Polishing time (Temps de polissage)

Pas de limite

Light stop value (Valeur d'arrêt lumière)

AutoGraphic time scale (Echelle du temps
graphique)

Auto

Flow mode (Mode de flux)

Flux simple

Pump flow rate (Débit de la pompe)

100.16 Bronze Ø3 mm
Electrolyte (Electrolyte)

D2

Voltage (Tension)

7,4 V

Temperature recomm. (Température
recomm.)+5°C (+19,8 °C)

Polishing time (Temps de polissage)

Pas de limite

Light stop value (Valeur d'arrêt lumière)

AutoGraphic time scale (Echelle du temps
graphique)

Auto

Flow mode (Mode de flux)

Flux simple

Pump flow rate (Débit de la pompe)

10

0.18 Aluminium Ø3 mm
Electrolyte (Electrolyte)

A2

Voltage (Tension)

40 V

Temperature recomm. (Température
recomm.)+5°C (+19,8 °C)

Polishing time (Temps de polissage)

Pas de limite

Light stop value (Valeur d'arrêt lumière)

AutoGraphic time scale (Echelle du temps
graphique)

Auto

Flow mode (Mode de flux)

Flux simple

Pump flow rate (Débit de la pompe)

13

TenuPol-539

6 Opérer le dispositif

6.2.2

Choisir une Méthode1.

À partir de l'écran Main menu (Menu principal), sélectionner l'écran Struers
Methods (Méthodes Struers).
Deux différents types de méthodes sont affichés pour chaque matériau. Les
méthodes contiennent tous les paramètres nécessaires au processus.
–

Préamincissement et perçage
Il existe 8 méthodes prédéfinies pour le pré-amincissement et le perçage.
Elles sont représentées avec un diamètre de 10 mm et un petit symbole
d'horloge à côté du nom de l'électrolyte.

–

Amincissement final
Il existe 10 méthodes prédéfinies pour l'amincissement final. Elles sontreprésentées avec un diamètre de 3 mm et un petit symbole de source
lumineuse à côté du nom de l'électrolyte.

2.

6.2.3

Choisir la méthode à utiliser.

Créer une méthode
Pour créer une méthode:•

Copier une méthode Struers à partir du dossier Struers Methods (Méthodes Struers) et lasauvegarder dans le dossier User Methods (Méthodes de l'utilisateur).

ou•

Sélectionner une méthode vide ou copier une méthode existante dans le dossier User Methods(Méthodes de l'utilisateur).

•Renommer la méthode. Voir Renommer une méthode ►45.

•

Editer la méthode et sauvegarder les changements. Voir Changer les réglages ►46.

Copier une méthode1.

A partir de l'écran Main menu (Menu principal), choisir l'un des écrans suivants:–

Struers Methods (Méthodes Struers)

ou
–

40

User Methods (Méthodes de l'utilisateur)

2.

Choisir la méthode à utiliser.

3.

Copier la méthode : Presser F1 - Copy (Copy).

4.

Presser Enter pour confirmer le choix.

TenuPol-5

6 Opérer le dispositif
5.

6.2.4

Si une méthode est copiée depuis l'écran Struers Methods (Méthodes Struers)–

Presser Retour pour retourner à l'écran Main menu (Menu principal).

–

Choisir l'écran User Methods (Méthodes de l'utilisateur).

6.

Dans l'écran User Methods (Méthodes de l'utilisateur), choisir le champ danslequel insérer la nouvelle méthode.

7.

Insérer la méthode. Presser F2 - Insert (Insérer).

8.

Lors de l'utilisation d'une méthode vide, le nom passe automatiquement deEmpty method (Méthode vide) à Unnamed method (Méthode non nommée).

9.

Presser Enter pour confirmer le choix.

Créer une méthode non basée sur des méthodes Struers
Lors du travail avec des matériaux qui ne sont pas couverts par les méthodes de la base dedonnées Struers Methods (Méthodes Struers), il est possible de créer une nouvelle méthode.
Pour ce faire, il faudra effectuer un scanning.

Procédure1.

À partir de l'écran Main menu (Menu principal), sélectionner l'écran User
Methods (Méthodes de l'utilisateur).

2.

Sélectionner une méthode à utiliser pour le nouveau matériau, par exemple
une méthode vide ou copier une méthode à partir de l'écran Struers.

3.

Presser Enter pour afficher les paramètres de la méthode sélectionnée.

4.

Si nécessaire, modifier le réglage Electrolyte (Electrolyte) pour obtenirl'électrolyte adapté au nouveau matériau.

5.

Presser F1 pour choisir la fonction Scan (Scan).

6.

Sélectionner le réglage Set max. volt. (Régler la tension max.) et définir latension maximale qui sera appliquée pendant le scanning:
10 - 100 V

7.

Sélectionner et régler le paramètre Set flow rate (Réglage du flux).

8.

Démarrer le scanning: Presser Marche.

TenuPol-541

6 Opérer le dispositif
Le résultat du scanning1.

Une fois le scanning terminé, voir la courbe de densité du courant: Presser
Enter.

Exemple - le résultat du scanning
Dans cet exemple, le graphique montre la courbe de densité du courant actuelle. Il est possible
d'utiliser ce résultat pour définir une valeur approximative pour la tension de polissage. La tangente,T, coupe la courbe au milieu. Il est possible d'utiliser cette valeur pour optimiser le réglage de latension de polissage.

Filtrage du scanning
S'il y a beaucoup de "bruit" sur la courbe de balayage, il peut être difficile de définir la tension depolissage correcte.
1.

Presser F3 Filter scan (Scanning filtre) pour nettoyer la courbe du scanning.

Exemple - courbe du scanning filtrée

42

TenuPol-5

6 Opérer le dispositif
Amélioration du scanningIl est possible d'optimiser encore davantage la courbe du scanning s'il est toujours difficile dedéterminer la tension de polissage correcte.
1.

Presser F4 Enhance scan (Amplifier le scanning) pour amplifier la courbe duscanning.

Exemple - courbe de scanning améliorée

Exemple - courbe de densité du courant idéale
Dans cet exemple, les différentes zones de polissage et d'attaque sont affichées.

TenuPol-543

6 Opérer le dispositif
Définir la tension de polissage
La formation d'une couche visqueuse est nécessairepour obtenir les meilleurs résultats de polissage
électrolytique.
•

La formation commence dans la zone B – C.

•

La zone C – D est idéale pour le polissage.

•

La couche visqueuse la plus épaisse se trouve
dans la zone C – D où le rapport tension/courantle plus élevé est trouvé.
Les tests Struers montrent que la couche
visqueuse la plus épaisse possible donne lesrésultats de polissage les plus uniformes.

•

Dans la zone D – E, la formation d'oxygène se
produit. Cela produira des piqûres et neconvient pas au polissage ou à l'attaque.

Il est possible d'utiliser la tangente pour définir le point avec la zone visqueuse la plusépaisse.
1.

Déplacer la tangente le long de la courbe de densité du courant actuelle dans lazone C – D jusqu'à ce que la tangente présente le plus petit angle par rapport àl'axe X (point T1).

2.

Presser F2 pour saisir la tension de polissage dans la méthode.
La tension où la tangente touche la courbe de densité du courant est affichée surl'écran, V.

3.

Presser Retour pour retourner à la méthode.
La valeur du courant de polissage a été insérée dans la méthode.

44

TenuPol-5

6 Opérer le dispositif
4.

Sauvegarder les nouveaux réglages du courant: Presser F4 - Save
(Sauvegarder).

Répéter le scanning
1.

Pour répéter le scanning, pendant que l'écran affiche la courbe de densité ducourant, presser F1 - Scan (Scan).

Vérifier la dimension du trou
Pour vérifier la dimension du trou réalisé, mesurer à nouveau le trou après leprocessus d'amincissement.
1.

6.2.5

Presser F3 Hole (Orifice). Le compartiment de polissage sera remplid’électrolyte et la valeur de la lumière sera de nouveau mesurée.

Renommer une méthodeIl est possible de renommer une méthode en lui attribuant un nouveau nom.
RemarqueIl n'est pas possible d'éditer ou de changer les noms des méthodes dans la basede données Struers Methods (Méthodes Struers).

1.

À partir de l'écran Main menu (Menu principal), sélectionner l'écran User
Methods (Méthodes de l'utilisateur).

2.

Choisir la méthode à renommer.

3.

Presser F4 - Rename (Renommer).

4.

L'opérateur sera invité à accepter le texte affiché ou à presser Vers le bas
pour sélectionner la fonction d'édition.

Voir Modifier le texte ►45.

6.2.6

Modifier le texte
Pour modifier une valeur de texte, choisir le champ où saisir le texte.

TenuPol-545

6 Opérer le dispositif
1.

Placer le curseur sur le caractère à modifier:F1: Déplacer le curseur vers la gauche.
F3: Déplacer le curseur vers la droite.

6.2.7

2.

Accéder au jeu de caractères.

3.

Utiliser les touches de fonction pour déplacer le curseur etsélectionner les caractères à saisir.
– F1: Déplacer le curseur vers la gauche.
–

F2 Effacer un caractère dans le texte.

–

F3: Déplacer le curseur vers la droite.

–

F4 Insérer un espace dans le texte.

4.

Placer le nouveau caractère dans le texte et déplacer lecurseur vers la droite.

5.

Répéter la procédure pour chaque caractère.

6.

Sauvegarder les changements.

7.

Quitter l'éditeur de texte.

Changer les réglages
RemarqueIl n'est pas possible de modifier les noms des méthodes dans la base de données
Struers Methods (Méthodes Struers).

Il est possible de modifier les paramètres d'une méthode en fonction des besoins.
•

Lors de la modification d'un paramètre dans une méthode, F4 Save (Sauvegarder) s'affiche enbas d'écran.

•Si une méthode existante est modifiée, la méthode d'origine sera remplacée à la sauvegardedes changements.

•

Pour conserver à la fois la méthode d'origine et la nouvelle version, faire une copie de laméthode avec un nouveau nom et modifier la copie.

Procédure
Pour modifier un réglage, choisir le champ correspondant.

46

TenuPol-5

6 Opérer le dispositif
1.

2.

Sélectionner le paramètre à modifier.
–S'il s'agit d'une valeur numérique, deux crochets [ ]apparaissent autour de la valeur.

–S'il s'agit d'une valeur alphanumérique, un menu contextuelapparaît.

Choisir la valeur désirée.
–

S'il y a deux valeurs, basculer entre les valeurs.

3.

Sauvegarder les changements.

4.

Confirmer les modifications.

Réglages
Electrolyte (Electrolyte)
Les électrolytes standards Struers sont inclus. Il est possible d'ajouter 10 électrolytes définis
par l'utilisateur.
Voltage (Tension)
0,1 – 100,0 V par incréments de 0,1 V.
Temperature recomm. (Température recomm.)
Température recommandée: –50°C à +45°C (–58°F à +113°F).
La température réelle de l'électrolyte est indiquée entre parenthèses à côté de la température
recommandée.
Pour savoir comment régler Temp. warning (Avertissement temp.), se reporter à la section
Max. Temperature (Température max.), Écran de configuration ►22
Polishing time (Temps de polissage)
Si le réglage Light stop value (Valeur d'arrêt lumière) est réglé sur Auto (Auto) (modeautomatique), où le trou est détecté automatiquement, le réglage No Limit (Pas de limite) doitêtre utilisé.
Réglages pour Polishing time (Temps de polissage)

No Limit (Pas delimite)TenuPol-5

Incréments de 1 s

Incréments de 5 s

Incréments de 10 s

0-30 s30-60 s60 s-30 mn

47

6 Opérer le dispositif

Light stop value (Valeur d'arrêt lumière)•

Auto (Auto)
L’unité de polissage est équipée d’un palpeur infrarouge, mesurant constamment la lumièreémise à partir d’une lumière infrarouge placée sur le côté opposé de l’échantillon. Dès quel’échantillon est suffisamment mince pour permettre à la lumière de passer à travers, c’est àdire dès qu’un trou a été fait, le processus de polissage est automatiquement interrompu et lavaleur atteinte est affichée. Vu que les trous peuvent parfois se développer très rapidement,
une valeur relativement élevée peut s’afficher.

•Time (Temps)
Si le processus de polissage est interrompu immédiatement, le trou est peut-être trop petit.
Dans ce cas, définir le paramètre Light stop value (Valeur d'arrêt lumière) manuellement. La
valeur doit être supérieure à la valeur atteinte avec le réglage Auto (Auto) qui estgénéralement la valeur la plus basse pouvant être atteinte avec le matériau traité.
Réglages pour Light stop value (Valeur d'arrêt lumière)

Auto(Auto)

Incréments
de 1 sIncréments
de 2 sIncréments
de 5 sIncréments
de 10 sIncréments
de 25 sIncréments
de 50 s0-50

50-100100-500

500-1000

1000-2000

2000-4096

Graphic time scale (Echelle du temps graphique)
10 s à 30 mn.
Alors que le processus est en cours, la courbe courant-temps est mise à jour continûment. Quandle réglage Graphic time scale (Echelle du temps graphique) est réglé sur Auto (Auto), les trois
dernières minutes du processus sont affichées. Si des graphiques de temps plus ou moins longs
sont affichés, il est possible de modifier le réglage.
Flow mode (Mode de flux)
Il existe trois modes de flux différents:•

Single flow (Flux simple)
Le même taux du flux est utilisé pendant tout le processus de polissage.
Si le temps de polissage total est connu, utiliser le double flux pour réduire le flux vers la fin duprocessus. Cela peut minimiser les dommages sur les bords très fins en raison d'un fluxd'électrolyte trop élevé. Deux options sont disponibles:•

Dual flow, step mode (Flux double, mode escalier)Le flux est réduit du flux initial au flux final en un incrément.

•

Dual flow, ramp mode (Flux double, mode rampe)
Le flux est réduit graduellement du flux initial au flux final.

Pump flow rate (Débit de la pompe)
0 - 5048

TenuPol-5

6 Opérer le dispositif

6.2.8

Remettre à zéro une méthodeIl est possible de rétablir les valeurs par défaut d'une méthode.
RemarqueIl n'est pas possible d'éditer ou de changer les noms des méthodes dans la basede données Struers Methods (Méthodes Struers).

6.3

1.

À partir de l'écran Main menu (Menu principal), sélectionner l'écran User
Methods (Méthodes de l'utilisateur).

2.

Choisir la méthode à réinitialiser.

3.

Réinitialiser la méthode: Presser F3 - Reset (Réinitialiser).

4.

Presser Enter pour confirmer le choix.

Préparation électrolytiqueLes échantillons destinés à l'amincissement électrolytique doivent avoir un diamètre de 3 mm etune épaisseur de 0,1 à 0,5 mm.
Ils peuvent être préparés par usinage à l'étincelle, tournage mécanique ou découpe. Il estégalement possible d'utiliser TenuPol-5 pour pré-amincir les échantillons afin de produire desdisques de la taille requise.

Options d’amincissement
Il est possible d'utiliser TenuPol-5 pour effectuer trois types différents d'amincissementélectrolytique:•Pré-amincissement. Voir Préamincissement de l'échantillon ►50.

•

Découpe. Voir Découpe/Poinçonnage ►50.

•

Amincissement final. Voir Amincissement final ►53.

Oxydation
Remarque
Il est important d’éviter l’oxydation des échantillons, car cela va interférer avec leprocessus de polissage électrolytique.
Les échantillons, qui ont été emboutis dans une feuille, peuvent être soumis à un
prépolissage fin sur les deux faces afin d’éliminer toute trace d’oxydation avant lapréparation.

6.3.1

Préparer un échantillon pour le pré-amincissement
1.

Tronçonner un échantillon d'un diamètre max. de 21 mm sur une tronçonneuse de précision(p. ex. Accutom).

2.

Utiliser du ruban adhésif double face pour monter le disque sur un bloc de métal plan.

TenuPol-549

6 Opérer le dispositif

6.3.2

3.

Utiliser une prépolisseuse/polisseuse (par ex. Tegramin) avec SiC Paper pour prépolir ledisque.

4.

Prépolir le disque du côté opposé jusqu'à ce que l'échantillon ait atteint une épaisseur maximalede 1 mm.

5.

Si nécessaire, utiliser AccuStop pour le prépolissage plan parallèle des échantillons.

6.

Terminer la préparation sur # 1000 SiC Paper.

Préamincissement de l'échantillon
ATTENTION
Ne pas toucher, déplacer et altérer l'unité pendant en cours d'utilisation.

PRUDENCE
Toujours utiliser des lunettes ou un écran de protection, ainsi que des gantsrésistants aux produits chimiques.
ConseilLe porte-échantillons et les jets sont disponibles comme accessoires.

Les échantillons à pré-amincir doivent avoir une épaisseur maximale de 1 mm et un diamètre
maximal de 21 mm.
Les échantillons sont amincis à une épaisseur maximale de 0,1 à 0,5 mm.
Le temps de polissage variera selon l’épaisseur originale de l’échantillon et pourra être déterminé
pour le matériau spécifique.
Utiliser le porte-échantillons de 10 mm et les buses de 2,5 mm (option).

Procédure
1.

Placer l’échantillon dans un porte-échantillons de 100 mm. Voir Placer un échantillon dans leporte-échantillons ►51

2.

Utiliser les jets de 2,5 mm pendant un temps prédéfini pour polir l'échantillon.

3.

Le temps de polissage doit être déterminé pour le matériau sélectionné et varie en fonction del'épaisseur originale de l'échantillon.
Après le pré-amincissement, l'épaisseur doit être comprise entre 0,1 et 0,5 mm.

6.3.3

Découpe/Poinçonnage
Il est possible d'extraire électrolytiquement des échantillons de 3 mm (ou 2,3 mm) en utilisant unporte-échantillons de 10 mm et des jets de 2,5 mm (option).
Les zones de l'échantillon sont obturées à l'aide de ruban résistant aux acides (option).

50

1.

Préparer un petit bain d'éthanol ou d'eau distillée, par exemple, et le placer près de l'unité depolissage.

2.

Dégraisser l'échantillon à l'alcool.

TenuPol-5

6 Opérer le dispositif
3.

Recouvrir un côté de l'échantillon de ruban adhésif résistant aux acides (option).

4.

De l'autre côté de l'échantillon, placer 1 à 4 disques de ruban résistant aux acides d'undiamètre de 3 mm ou 2,3 mm dans un cercle d'un diamètre de 10 mm.

5.

Presser fermement le ruban adhésif contre le métal.

6.

Placer l’échantillon dans le porte-échantillons de 10 mm.

7.

Placer le porte-échantillons dans la cellule de polissage.

8.

Déconnecter la cathode du côté où l'échantillon est complètement recouvert en retirant lafiche mini-jack.
ATTENTION
Ne pas toucher, déplacer et altérer l'unité pendant en cours d'utilisation.

9.

Polir l’échantillon jusqu’à ce que la zone exposée ait disparue, en laissant des échantillons
de 3 mm (ou 2,3 mm) sous les disques de ruban résistants à l'acide.
Le temps de polissage doit être déterminé pour le matériau sélectionné et varie en fonction
de l'épaisseur originale de l'échantillon.

10. Arrêter le processus.
11. Sortir le porte-échantillons de la cellule de polissage et l'ouvrir dans le bain d'éthanol oud'eau distillée par exemple, pour stopper l'attaque chimique.
12. Utiliser une paire de pincettes pour déplacer l'échantillon dans un bain d'éthanol.
13. Placer l'échantillon sur un morceau de papier filtre et le laisser sécher pendant un moment.
14. L'échantillon est prêt pour l'amincissement final ou le stockage.

6.3.4

Placer un échantillon dans le porte-échantillons
L'échantillon à placer dans le porte-échantillons doit avoir un diamètre de 3 mm et une épaisseurde 0,1 à 0,5 mm. Voir Préparer un échantillon pour le pré-amincissement ►49.
1.

Démonter les deux parties du porteéchantillons en les tournant dans desdirections opposées. A

2.

Retirer le diaphragme. B

3.

Joindre les deux parties du porteéchantillons (un déclic retentit). Ne pas
insérer le diaphragme.

4.

Placer le porte-échantillons avec l’insertion
tournée vers le haut.

5.

Placer l’échantillon au dessus de l’orifice dela bandelette de platine.

6.

Presser le diaphragme avec précaution
dans l’insertion jusqu’à ce qu’il soit bien calécontre l’échantillon.

TenuPol-5

A Porte-échantillons
B Diaphragme51

6 Opérer le dispositif

6.3.5

Démarrer le processus d’amincissement
PRUDENCE
Toujours utiliser des lunettes ou un écran de protection, ainsi que des gantsrésistants aux produits chimiques.
ATTENTION
Ne pas toucher, déplacer et altérer l'unité pendant en cours d'utilisation.

6.3.6

1.

Préparer un petit bain d'éthanol ou d'eau distillée, parexemple, et le placer près de l'unité de polissage.

2.

S'assurer d'avoir rempli le réservoir d'électrolyte avec le bontype et la bonne quantité d'électrolyte.

3.

Placer le porte-échantillons dans la cellule de polissage afin
que la pièce de contact du porte-échantillons rentre encontact avec la pièce de contact de la cellule de polissage.

4.

Choisir la méthode correcte. Voir Choisir une Méthode ►40.

5.

S'assurer que la température de l'électrolyte est
correctement réglée.

6.

Presser Marche sur le panneau de commande de l'unité decontrôle.

Traitement postérieur de l'échantillon
PRUDENCE
Toujours utiliser des lunettes ou un écran de protection, ainsi que des gantsrésistants aux produits chimiques.
ATTENTION
Ne pas toucher, déplacer et altérer l'unité pendant en cours d'utilisation.

RemarquePréparer un petit bain d'éthanol ou d'eau distillée, par exemple, et le placer près del'unité de polissage.
Lorsque le processus d'amincissement est terminé, le courant est interrompu et un bip retentit.
1.

Sortir le porte-échantillons de la cellule de polissage et l'ouvrir dans le bain d'éthanol ou d'eau
distillée par exemple, pour stopper l'attaque chimique.

2.

Utiliser une paire de pincettes pour déplacer l'échantillon dans un bain d'éthanol.

3.

Placer l'échantillon sur un morceau de papier filtre et le laisser sécher pendant un moment.

Protéger les échantillons de l'oxydation•

52

Stocker les échantillons amincis sous vide dans un dessiccateur avec gel de silice.

TenuPol-5

6 Opérer le dispositif
•

6.3.7

Généralement, les échantillons peuvent être conservés dans du glycérol.

Amincissement final•

Pour polir des échantillons d'un diamètre de 3 mm (ou 2,3 mm), utilisez les jets de 1 mm.
Le polissage est effectué jusqu'à ce qu'un petit trou apparaisse. Le processus est
généralement interrompu en utilisant le réglage pour Light stop value (Valeur d'arrêt
lumière) (la lumière traversant l'échantillon détecte lorsqu'un trou est formé).

•Pour modifier la taille du trou, modifier le réglage de Light stop value (Valeur d'arrêt
lumière).
ConseilLes échantillons amincis peuvent être conservés sous vide dans un dessiccateur
avec gel de silice. Dans la plupart des cas, il est également possible de conserverdes échantillons amincis dans du glycérol pour les protéger de l'oxydation.

6.3.8

Interrompre le processus d’amincissement.
PRUDENCE
Toujours utiliser des lunettes ou un écran de protection, ainsi que des gantsrésistants aux produits chimiques.
ATTENTION
Ne pas toucher, déplacer et altérer l'unité pendant en cours d'utilisation.

•

Si le réglage Light stop value (Valeur d'arrêt lumière) a été défini, le processus s'arrête
automatiquement lorsqu'un trou est percé dans l'échantillon. Ceci est normalement utilisé
pour l’amincissement final.

•

Si le réglage Polishing time (Temps de polissage) a été défini, le processus s'arrête
automatiquement lorsque la durée prédéfinie est écoulée, qu'un trou ait été percé ou non. La
minuterie est utilisée pour le pré-amincissement et la découpe.

1.

Le processus peut être interrompu à tout moment enpressant Arrêt.

Voir Traitement postérieur de l'échantillon ►52.

6.3.9

Vidange du réservoir d'électrolyte
PRUDENCE
Toujours porter des gants de protection, des lunettes et utiliser un entonnoir lorsde la manipulation des électrolytes.
1.

TenuPol-5

Retirer la plaque de base avec la pompe et le serpentin de refroidissement du réservoird’électrolyte isolé.

53

6 Opérer le dispositif
2.

Pour réutiliser l'électrolyte, utiliser l'entonnoir pour le verser délicatement dans le réservoir
d'électrolyte.

3.

Pour éliminer l'électrolyte, le verser dans un récipient adapté à sa mise au rebut.
RemarqueToujours observer les règles de sécurité en vigueur pour la manipulation etl’élimination des électrolytes.

6.3.10

Nettoyer la cellule de polissage
PRUDENCE
Toujours utiliser des lunettes ou un écran de protection, ainsi que des gantsrésistants aux produits chimiques.

Une fois le réservoir d'électrolyte vidé, il faut nettoyer l'unité de polissage avec de l'eau en pompant
de l'eau à travers la cellule de polissage.

6.4

1.

Remplir le réservoir d’eau.

2.

Dans l’écran Main menu (Menu principal), choisir Manual funct. (Fonct. manuelle) > Cleaning(Nettoyage).

3.

Voir Nettoyage ►60.

Optimiser les résultats
Si la qualité du polissage électrolytique n'est pas satisfaisante, les conditions de polissage peuventêtre modifiées.
Ces aspects peuvent influencer la qualité:54•

Le type d’électrolyte•

Le taux du flux de l’électrolyte•

La température•

Les conditions électriques

TenuPol-5

6 Opérer le dispositif
Si les résultats ne s'améliorent pas, l'électrolyte ne convient probablement pas à l'amincissement
du matériau traité, même s'il polit électrolytiquement le matériau. Essayer un autre typed'électrolyte.

6.4.1

Electrolytes
La composition chimique de l'électrolyte est très importante pour la qualité du polissage.
Un électrolyte inadapté entraînera un polissage de qualité inférieure, une surface oxydée ou
attaquée, des piqûres ou un polissage d'un côté où un seul côté de l'échantillon est poli et l'autre
noir et oxydé.
Un électrolyte qui entraîne un bon polissage d'un matériau spécifique lorsque d'autreséquipements sont utilisés peut ne pas donner de bons résultats avec cette machine.

Electrolytes

6.4.2

•

Vérifier l’âge de l’électrolyte mélangé. Le mélange ne doit pas avoir plus de 3 mois.

•

Vérifier le nombre de polissages effectués avec l’électrolyte. L’électrolyte peut être usé enraison de polissages trop nombreux.

•

Vérifier que la combinaison du matériau et de l’électrolyte utilisée est correcte.

•

S'assurer que l'électrolyte est suffisamment refroidi pendant le fonctionnement.

Taux du flux
Le taux du flux détermine tout d’abord si une couche anodique visqueuse peut être maintenue
durant le polissage.
Un flux correct doit être basé sur le matériau à polir et par l'électrolyte.
Le meilleur flux varie d'un cas à l'autre et doit être déterminé individuellement.
Le polissage au jet a tendance à enlever la couche.

6.4.3

Température
Dans certains cas, une température plus basse donnera de meilleurs résultats. Un réglage detempérature plus bas ralentit le processus de polissage et réduit l'attaque et l'oxydation.

6.4.4

Conditions électriques
Les conditions électriques déterminent si le polissage est obtenu. Les bonnes conditions neseront présentes que dans une certaine plage de densités du courant.

6.4.5

Défauts de polissage
Les défauts de polissage sont répartis dans les classes suivantes pour cette machine:•

Polissage défectueux, lorsque les conditions de polissage empêchent le résultat d'être
similaire à un miroir sur un ou les deux côtés de l'échantillon. Des piqûres peuvent se
produire.

•

Le polissage est effectué, mais il n'y a pas de zone fine au bord du trou.

TenuPol-555

6 Opérer le dispositif
Polissage défectueux
La modification des conditions électriques peut améliorer le processus.
•

La tension a peut-être été trop basse pour atteindre la plage de polissage.

•

Des piqûres peuvent se produire si le courant est trop élevé.

•Diminuer la température peut rendre le processus de polissage moins sensible auxchangements de tension.

•

Le flux peut être modifié. Un flux trop élevé peut briser la couche de polissage, ce qui peutempêcher le polissage d'un côté de l'échantillon. Un flux plus lent peut entraîner l'accumulationd'une couche de polissage.

Si les résultats ne s'améliorent pas, le matériau traité ne peut probablement pas être poli parl'électrolyte. Essayer un autre type d'électrolyte.

Le circuit de polissage
PRUDENCE
Toujours utiliser des lunettes ou un écran de protection, ainsi que des gantsrésistants aux produits chimiques.
ATTENTION
Ne pas toucher, déplacer et altérer l'unité pendant en cours d'utilisation.

6.4.6

•

Vérifier que toutes les prises soient parfaitement branchées.

•

Vérifier que la partie de contact du porte-échantillons inoxydable soit intacte et connectée à labandelette de platine.

•

Vérifier que le porte-échantillons est bien connecté au contact à ressort du compartiment depolissage lors de son montage dans le compartiment.

•

Vérifier la tension sur le contact à ressort.

•

Vérifier les fiches mini-jack du porte-jet.

•

Vérifier le fil de platine dans les jets.

Le trou est trop grandLe trou peut être devenu trop grand faisant que la fine feuille formée en premier ait disparu. Le
polissage électrolytique attaque le haut de la surface aspirée et attaque également le bord du troucomme s'il s'agissait d'une aspérité. Tout particulièrement lorsque l’effet du jet est fort, il est très
important d’interrompre le processus alors que le trou est petit.

56•- Régler le flux si nécessaire. Un jet puissant peut attaquer une zone trop petite.

•

Si nécessaire, modifier la densité du courant électrique.

•

Régler Light stop value (Valeur d'arrêt lumière) sur Auto (Auto).

•

Un réglage de température plus bas donnera un meilleur profil autour du trou en raison d'unchangement de viscosité.

TenuPol-5

7 Maintenance et service

7

Maintenance et service
Une bonne maintenance est nécessaire pour garantir le temps de fonctionnement et la durée devie maximum de la machine. La maintenance est importante afin de garantir le fonctionnement
sûr et continu de la machine.
Les procédures de maintenance décrites dans cette section devront être effectuées par despersonnes spécialisées ou formées.

Pièces du système de contrôle relatives à la sécurité (SRP/CS)
Pour les pièces spécifiques relatives à la sécurité, voir la section « Pièces du système de contrôle
relatives à la sécurité (SRP/CS) » à la section « Caractéristiques techniques » de ce moded’emploi.

Questions techniques et pièces détachées
Pour toutes questions d’ordre technique ou commande de pièces détachées, indiquer le no. desérie et la tension/fréquence. Le no. de série et la tension sont indiqués sur la plaque signalétiquede la machine.

7.1

Fonctions manuelles
Plusieurs fonctions manuelles sont disponibles dans le logiciel.

1.

À partir de l'écran Main menu (Menu principal), sélectionner l'écran Manualfunct. (Fonct. manuelle).

Sur l’écran Manual Functions (Fonctions manuelles), choisir parmi les options suivantes:

TenuPol-557

7 Maintenance et service

7.1.1

•

Change electrolyte (Changer l'électrolyte). Voir Remplacement de l'électrolyte►58.

•

Cleaning (Nettoyage). Voir Nettoyage ►60.

•

Pump (Pompe). Voir Fonctionnement manuel de la pompe ►62.

Remplacement de l'électrolyte
Lorsque l'on passe d'une méthode qui utilise un type d'électrolyte à une méthode qui utilise un autretype d'électrolyte, il faut remplacer l'électrolyte. L'opérateur est invité à changer l'électrolyte et à
nettoyer le système. Si nécessaire, il est possible de démarrer cette fonction manuellement.
PRUDENCE
Toujours utiliser des lunettes ou un écran de protection, ainsi que des gantsrésistants aux produits chimiques.
ATTENTION
Ne pas toucher, déplacer et altérer l'unité pendant en cours d'utilisation.

1.

À partir de l'écran Main menu (Menu principal), sélectionner l'écran Manualfunct. (Fonct. manuelle).

2.

À partir de l'écran Manual Functions (Fonctions manuelles), sélectionnerl'écran Change electrolyte (Changer l'électrolyte).

3.

Presser Enter pour continuer.

4.

Suivre les instructions sur l’écran. Les instructions à l'écran sont répertoriées cidessous.

5.

Presser Enter pour poursuivre la séquence d'étapes.

Le processus peut être annulé à tout moment. Pour ce faire, presser ESC.

58

TenuPol-5

7 Maintenance et service
6.

Les messages suivants s'affichent.
[ Remove Electrolyte:]

1. Lift the polishing unit.
2. Place it in the container with water
3. Remove the present elec.
([ Retirer l'électrolyte:]

1. Soulever l'unité de polissage.
2. La mettre dans le récipient contenant de l'eau
3. Retirer l'élec. actuel)[ Cleaning... ]The system is being cleaned now.
Please wait 54s([ Nettoyage... ]Le système est en cours de nettoyage.
Patienter 54 s)[ Cleaning done ]1. Lift the polishing table.
2. Use alcohol to remove water.
3. Clean off the remaining alcohol.
([ Nettoyage terminé ]1. Monter la table de polissage.
2. Utiliser de l'alcool pour éliminer l'eau.
3. Eliminer le reste d'alcool.)

TenuPol-559

7 Maintenance et service[ Remove water ]Remove the water.
([ Éliminer l'eau ]Retirer l'eau.)[ Select new Electrolyte ]
A2
A3
A8
...
10% oxalic
USER 1([ Sélectionner un nouvel électrolyte ]
A2
A3
A8
...
10% oxalique
UTILISATEUR 1)

7.1.2

Nettoyage
Après l'utilisation de la machine, il est obligatoire de nettoyer le système.
PRUDENCE
Toujours utiliser des lunettes ou un écran de protection, ainsi que des gantsrésistants aux produits chimiques.
ATTENTION
Ne pas toucher, déplacer et altérer l'unité pendant en cours d'utilisation.

60

1.

À partir de l'écran Main menu (Menu principal), sélectionner l'écran Manualfunct. (Fonct. manuelle).

2.

À partir de l'écran Manual Functions (Fonctions manuelles), sélectionnerl'écran Cleaning (Nettoyage).

TenuPol-5

7 Maintenance et service
3.

Presser Enter pour continuer.

4.

Suivre les instructions sur l’écran.Les instructions à l'écran sont répertoriées cidessous.

5.

Presser Enter pour poursuivre la séquence d'étapes.

Le processus peut être annulé à tout moment. Pour ce faire, presser ESC.

6.

Les messages suivants s'affichent.
[ Remove Electrolyte:]

1. Lift the polishing unit.
2. Place it in the container with water
3. Remove the present elec.
([ Retirer l'électrolyte:]

1. Soulever l'unité de polissage.
2. La mettre dans le récipient contenant de l'eau
3. Retirer l'élec. actuel)[ Cleaning... ]The system is being cleaned now.
Please wait 54s([ Nettoyage... ]Le système est en cours de nettoyage.
Patienter 54 s)

TenuPol-561

7 Maintenance et service[ Cleaning done ]1. Lift the polishing table.
2. Use alcohol to remove water.
3. Clean off the remaining alcohol.
([ Nettoyage terminé ]1. Monter la table de polissage.
2. Utiliser de l'alcool pour éliminer l'eau.
3. Eliminer le reste d'alcool.)[ Remove water ]Remove the water.
([ Éliminer l'eau ]Retirer l'eau.)

7.1.3

Fonctionnement manuel de la pompe
Il est possible d'activer la pompe et de régler le flux manuellement.

7.2

1.

À partir de l'écran Main menu (Menu principal), sélectionner l'écran
Manual funct. (Fonct. manuelle).

2.

À partir de l'écran Manual Functions (Fonctions manuelles),sélectionner l'écran Pump (Pompe).

3.

Presser Enter.

4.

Régler le flux

5.

Presser Enter ou ESC pour arrêter la pompe.

Quotidiennement
Nettoyer la machine quotidiennement une fois le travail terminé, car tout résidu d'électrolyte dans lacellule de polissage peut affecter les préparations ultérieures.

Unité de polissage
Rincer abondamment la cellule de polissage et la pompe à l'eau avant de remplir un nouvelélectrolyte et à la fin de chaque journée de travail.

62

TenuPol-5

7 Maintenance et service
ATTENTION
Ne jamais utiliser d’acétone autres solvants similaires.

PRUDENCE
Ne jamais retourner l'unité de polissage, en particulier si la pompe contient del'électrolyte.
Remarque
Ne jamais laisser la machine remplie d'électrolyte pendant de longues périodes,
car cela pourrait corroder les pièces immergées.
RemarqueS'assurer que le boîtier du moteur n'entre jamais en contact avec l'électrolyte.

RemarqueLors du travail avec du cuivre ou des alliages de cuivre, du cuivre peut s'êtredéposé sur les cathodes. L'éliminer à l'aide de quelques gouttes d'acide nitriqueavant le rinçage.

7.2.1

1.

À partir de l'écran Main menu (Menu principal), sélectionner l'écran Manualfunct. (Fonct. manuelle).

2.

À partir de l'écran Manual funct. (Fonct. manuelle), sélectionner l'écran
Pump (Pompe).Voir Fonctionnement manuel de la pompe ►62.

3.

Démarrer la pompe et régler le flux sur 50.
–

Vérifier que le flux provenant des jets est similaire et qu’il n’y a pas deblocages.

–

En cas d'obstruction ou de fuite, arrêter la pompe et nettoyer
soigneusement les jets avant de redémarrer la pompe.

–

Répéter l’opération jusqu’à ce que le flux provenant des jets soit
satisfaisant.

–Arrêter la pompe.

4.

Placer un porte-échantillons dans le compartiment de polissage.

5.

Suivre les instructions de nettoyage: Voir Nettoyage ►60.

6.

Une fois le programme de nettoyage terminé, nettoyer toutes les surfaces
accessibles à l'aide d'un chiffon humide, y compris l'intérieur du réservoir
d'électrolyte.

7.

Laver soigneusement tous les porte-échantillons utilisés.

Unité de contrôle•

Eviter de répandre de l’électrolyte sur le châssis ou le panneau frontal de l’unité de contrôle.

•

Nettoyer le panneau frontal avec un chiffon humide après utilisation.

TenuPol-563

7 Maintenance et service

7.3

Chaque semaine
Nettoyer l'unité de commande à l'aide d'un chiffon humide.

7.4

Mensuellement
Unité de recyclage
Voir le mode d'emploi spécifique pour cette unité.
RemarqueRemplacer immédiatement le liquide de refroidissement si celui-ci est infecté par lesalgues ou les bactéries.

7.4.1

Calibrer la pompe
La première fois que la machine est mise sous tension
La pompe doit être réglée avant sa première utilisation.
Pour démarrer la procédure de réglage de la pompe, procéder comme suit:
1.

Lors de la première mise sous tension de la machine, le message
suivant s'affiche:
The pump must be adjusted. (La pompe doit être réglée.)1.

Insérer le support de calibrage dans la cellule de polissage.

2.

Placer le tube noir dans le trou du capteur thermique.

3.

Raccorder le support de calibrage.

4.

Choisir Adjust with tube (Régler avec le tube).

5.

Pour poursuivre la procédure de réglage de la pompe, voir Effectuer leréglage ►65 dans cette section.

Utilisation ultérieure
Si les résultats ne sont pas corrects ou s'il n'est pas possible de reproduire les résultats, régler lapompe.
Cette fonction calibre la pompe de l'unité de polissage et garantit que les paramètres de flux dans lesméthodes Struers sont corrects.

64

1.

Insérer le support de calibrage dans la cellule de polissage.

2.

Placer le tube noir dans le trou du capteur thermique.

3.

Raccorder le support de calibrage.

4.

À partir de l'écran Main menu (Menu principal), sélectionner l'écran
Configuration (Configuration).

5.

Presser F4 - Adj. Pump (Régl. pompe).

6.

Pour poursuivre la procédure de réglage de la pompe, voir Effectuer leréglage ►65 dans cette section.

TenuPol-5

7 Maintenance et service
Effectuer le réglage
Le message suivant s'affiche:
Insert container
Please insert a container filled with 1.5 litre water.
Add a drop of detergent.
(Insérer le récipientInsérer un récipient rempli de 1,5 litre d'eau.
Ajouter une goutte de détergent.)
7.

Remplir le réservoir d'1,5 litre d'eau.

8.

Ajouter une goutte de détergent pour relâcher la tension à la surface
de l'eau.

9.

Presser Enter pour continuer.
Le message suivant s'affiche:
Insert tubes
Insert jet holder with ascending tube, return tube andspecimen holder with specimen.
(Insérer les tubes
Insérer le porte-jet avec le tube montant, le tube de retour et leporte-échantillons avec l'échantillon.)

10. Suivre les instructions.
11. Presser Enter pour continuer.

12. Choisir Maximum pump flow (Flux pompe max.).
13. Presser Enter pour mettre la pompe en marche.

14. Régler le niveau d'eau au repère supérieur. Le réglage maximum
doit être d'environ 120.
15. Presser Enter pour sauvegarder la valeur.

16. Choisir Minimum pump flow (Flux pompe min.).
17. Régler le niveau d'eau jusqu'au repère inférieur. Le réglage
minimum doit être d'environ 75.

TenuPol-565

7 Maintenance et service
18. Presser Enter pour sauvegarder la valeur.

19. Une fois le réglage terminé, presser ESC.

7.5

Annuellement
Les dispositifs de sécurité doivent être testés au moins une fois par an.

7.5.1

Tester les dispositifs de sécurité
ATTENTION
Ne pas utiliser la machine avec des dispositifs de sécurité défectueux. Contacter le
SAV Struers.

Couvercle de protection
Les dispositifs de sécurité doivent être testés au moins une fois par an.
ATTENTION
Ne pas utiliser la machine avec des dispositifs de sécurité défectueux.
Contacter le SAV Struers.

Procédure

7.6

1.

Pour inspecter le couvercle de protection et le verrouillage de la zone de travail,retirer le couvercle de protection ainsi que le verrouillage de la zone de travail.

2.

Presser Marche.

3.

S'assurer que le polissage ne démarre pas.

Pièces détachées
Questions techniques et pièces détachées
Pour toutes questions d’ordre technique ou commande de pièces détachées, indiquer l’année deproduction. L'année de production est gravée sur le bas du cylindre.
Pour plus d'informations, ou pour vérifier la disponibilité des pièces détachées, contacter le SAV
Struers. Les coordonnées sont disponibles sur Struers.com.

7.7

Maintenance et réparation
Nous recommandons un entretien régulier à accomplir annuellement ou toutes les 1500 heuresd’utilisation.

66

TenuPol-5

7 Maintenance et service
Au démarrage de la machine, l’écran affiche des informations relatives au temps defonctionnement total et à la maintenance de la machine.
Après 1500 heures de fonctionnement, l’affichage montre un message rappelant à l'utilisateur
qu’il est temps de planifier une visite de maintenance.
Remarque
La maintenance ne devra être assurée que par un technicien qualifié (enélectromécanique, électronique, mécanique, pneumatique, etc.).
Contacter le SAV Struers.

7.8

Elimination
Un équipement marqué du symbole WEEE contient des composantsélectriques et électroniques et ne devra pas être éliminé comme déchet
ordinaire.
Veuillez contacter les autorités locales pour toutes informations sur la méthoded'élimination correcte conforme à la législation nationale.
Pour l’élimination des consommables et du liquide de recyclage, suivre lesréglementations locales en vigueur.

Electrolytes
Veuillez contacter les autorités locales pour toutes informations sur la méthode d'élimination
correcte conforme à la législation nationale.

TenuPol-567

8 Indication d'erreurs

8

Indication d'erreursUnité de contrôle
ErreurCause

ActionL'alimentation en courant est
trop faible.

La tension d'alimentation est
trop faible par rapport à latension indiquée à l'arrière del'unité de contrôle.

Si nécessaire, modifier leréglage de la tension. Voir
Tension ►28.

Pas de connexion électrique.

Il n'y a pas de connexion à
l'unité de polissage.

S'assurer que la prise de l'unitéde polissage est branchée au
dos de l'unité de contrôle.

Trop peu d'électrolyte dans leréservoir d'électrolyte.

Augmenter la quantitéd'électrolyte dans le réservoir
jusqu'à 1,5 l maximum.

L’interrupteur du couvercle deprotection n’est pas activé.

S’assurer que le couvercle deprotection est correctement
placé dans la rainure et quel’on entend un clic de relais
dans l’unité de contrôle.

La température est supérieureà la limite maximale.

La température de l'électrolyte
dépasse la limite préprogrammée.

Brancher le dispositif à l'eau durobinet ou à une unité derecyclage externe et attendre
que la température soit endessous de la limite spécifiée.

Le dispositif est sous tension,
mais l'affichage est vide.

Le rétro-éclairage del’affichage est éteint.

Presser n'importe quel bouton
pour réactiver le rétroéclairage.

Voir aussi Optimiser les résultats ►54.

68

TenuPol-5

9 Caractéristiques techniques

9

Caractéristiques techniques

9.1

Caractéristiques techniques - TenuPol-5
Sujet

Spécifications

Logiciels et composantsélectroniques

Affichage

128 x 240 points (16 x 40
caractères)Touches de commande

Pavé tactile

Base de données

18 méthodes Struers + 200
méthodes définissables par
l'utilisateur (non-volatiles)

50/60 Hz - Charge Max.: 4 A

1 x 100-120 V

50/60 Hz - Charge Max.: 2 A

1 x 220-240 V

Sortie: Tension/Courant

Polissage

0-100 V (incréments de
0,1 V)/2,5 A

Normes de sécurité

Voir la Déclaration de Conformité

Dimensions et poids

Largeur

385 mm (15.2")

Profondeur

350 mm (13.8")

Hauteur

160 mm (6.3")

Poids

14,7 kg (32.4 lbs)

Environnement
opérationnel

Température ambiante

5-40°C (41-104°F)

Humidité

0-95% HR sans condensation

Conditions de stockage etde transport

Température ambiante-25-55°C (13-113°F)

Humidité

0-95% HR sans condensation

Alimentation en courant

9.2

Niveaux de bruit et vibration
Niveau de bruitNiveau de vibration

9.3

Niveau de pression
acoustiqued'émission pondéré A
aux postes de travail

LpA = 55,4 dB(A) (valeur mesurée)
Incertitude K = 4 dB
Mesures faites selon EN ISO 11202

S/O

Catégories de sécurité des circuits/Niveau de performance
Voir le mode d'emploi pour TenuPol-5Unité de polissage

TenuPol-569

9 Caractéristiques techniques

9.4

Pièces du système de contrôle relatives à la sécurité(SRP/CS)ATTENTION
Les composants critiques relatifs à la sécurité doivent être remplacés après une
durée de vie d'au maximum 20 ans.
Contacter le SAV Struers.
RemarqueLes SRP/CS (parties des systèmes de commande relatives à la sécurité) ont une
influence sur le fonctionnement en toute sécurité de la machine.
RemarqueLe remplacement des composants critiques relatifs à la sécurité ne doit être effectué
que par un technicien Struers ou par un technicien qualifié (en électromécanique,électronique, mécanique, pneumatique, etc.).
Les composants critiques pour la sécurité ne peuvent être remplacés que par descomposants avec au moins le même niveau de sécurité.
Contacter le SAV Struers.

9.5

Pièces relatives à lasécuritéFabricant /Description dufabricantN° de catalogue
du fabricant

Réf.
électrique

N° decatalogue
Struers

Circuit du contacteur deverrouillage - Unité depolissage

Schmersal

BNS33-11Z-2M

SS1

2SS00140

Circuit du contacteur deverrouillage - Unité depolissage

Schmersal

BPS33

SS1

2SS00141

Circuit du contacteur deverrouillage - Unité depolissage

Finder

62.32.9.024.4800

K1

2KL46680

Capteurmagnétique codé

Aimant codé(actionneur) pourcapteur

Relais électrique

SchémasRemarquePour voir le détail d’une information spécifique, voir la version en ligne de ce moded’emploi.

70

TenuPol-5

9 Caractéristiques techniques

9.5.1

Schémas - TenuPol-5
Unité de contrôle
Titre

No.

TenuPol-5, Schéma fonctionnel

15393051 A

TenuPol-5, Adaptateur de jonction

15393508 B

Unité de polissage
Voir le mode d'emploi spécifique pour cette unité.

TenuPol-5

71

72= SAMPLE

COOLINGWATER
OUTLET

WATER
INLET

NTC
RT1

Temperature
sensor

ELECTROLYTE

IRreceiver

PUMP

Moveable Guard

IRtransmitter

SS1

DC-MOTOR
M1

Safety Switch

Coded magnet

X4

2

X3

2

D/C

M

TRANSMITTER CATHODE

TRANSMITTER ANODE+ ANODE (SAMPLE)- CATHODE' s

XS1 (12-poles)

LED-backlight

240x128 DOTS

X3

2

K1
Relay

LC-DISPLAY
A3

Opto interface- Celltemp.
- polish /thinning

W4

XS2

12x0,75

W8RECIEVER EMITTER

12

X213-polesX10

Circuit for:

12x0,5W5RECIEVER COLLECTOR

STRAP

2x0,5

CN1

X1

- Transmitter- Reciever- Pump motor- Heatsink temp.
- Transformer
temp.

Circuit for:

X3

6

X4

20

X7

uP-BOARD
A1

W2-25VDC+/-15V

85 AND
170 Vdc+/-15V, +5V

Powersupply

FUSE 1AT+1AT

X3

X2

X2

X5

2

Monday, July 22, 2019

Rev.A: FTH 2019-07-22
Derived from 15393050-B
Relay and protection guard introduced
PC-connection removed

V-25 uPX1

FUSE 1AT

FUSE 1AT

FUSE 2,5AT

X2

X2

X6

POWERBOARD
A2

3

A2

CAGE Code

TenuPol-5
Block diagram

Scale

2X115V

4

FTH / FTHDW G NO

TRAFO
T1

3x1,5

3 x 5 MATRIXKEYBOARD
SB1

24V

20V

60/120V

20V+20V+t

STRUERS A/SVALHOEJSALLE 176
DK-2610 ROEDOVRE
DENMARK
PHONE:+45 3670 3500

8

2

2

Size

2

4

CAP.
C1

volt.sel.
115/230V

fuse+

filter+Switch+QS1W1

MAINSUPPLY IN

Sheet

1

of

15393051
1A

Rev

9 Caractéristiques techniques
15393051 A

TenuPol-5

TenuPol-5

A

B

C

D

2

A

B

Rev.B: FTH2019-07-29
Wire colors in cable changed

BK10

BK10

1

M

5

Towards Control Unit

Connector Male 12-poles

BK = BLACK
BN = BROWN
RD = RED
OG = ORANGE
YE = YELLOWGN = GREEN
BU = BLUE
VT = VIOLETGY = GREY
WH = WHITE
PK = PINKGD = GOLD
TQ = TURQUOISE
SR = SILVER
GNYE = GREEN AND
YELLOW

3

Thursday, August 01, 2019

FILE NAME.: 5393508-.DSN
PAGE1.SCH

Scale

A4

Strap

EmitterCollector

Cathode

Anode

-

+

+

-

Towards Polishing Unit

2

Connection
Detection

IR ReceiverIR Transmitter

Pump Motor

Anode

CathodeInterlocked
Safety Switch
on guard

1

Sheet15393508
SLN / SLNDWG NO

1

1

of

1

TENUPOL-5
CONNECTION-ADAPTER<Cage Code>CAGE Code

WIRING DIAGRAM:

Size

NC

Connector Female 13-poles

12

11

10

9

8

7

4

6

2

3

13

5

1

X2

2

STRUERS ApSPederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
DENMARK
PHONE: + 45 44 600 800

E

BK9

BK9

12

F

BK12

BK8

BK8

6

C

BK12

BK7

BK7

3

D

5

BK4

BK4

4

L

BK11

BK6

BK6

11

BK11

BK2

BK2

10

K

7

BK3

BK3

9

J

G

BK5

BK5

COLOR CODES:

3

812 x 0,75

W8

H

4

4
BK1

5

BK1

X1

B

Rev

A

C

9 Caractéristiques techniques

15393508 B

73

10 Fabricant

9.6

Informations légales et réglementaires
Note FCC
Les essais de conformité de cet équipement attestent qu'il entre dans les limites d’un dispositif
numérique de Classe A, selon la Partie 15 des règles FCC. Ces limites ont été déterminées pourgarantir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation
résidentielle. Cet équipement génère, emploie, et peut répandre une énergie de fréquence radio et,s’il n’est pas installé et utilisé en accord avec le mode d’emploi, celui-ci pourra être la cause d’uneinterférence nuisible aux communications radio. Il n’est cependant pas garanti qu’une interférencen’ait pas lieu dans une installation en particulier. Si cet équipement cause des interférences nuisibles
à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être détecté en mettant l’équipement
sous et hors tension, l’utilisateur peut tenter de corriger cette interférence en prenant une ou
plusieurs des mesures ci-dessous:•

Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.

•

Augmenter l'espacement entre l'équipement et le récepteur.

•

Brancher l’équipement sur un circuit différent de celui du récepteur.

10 Fabricant
Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Danemark
Téléphone : +45 44 600 800
Fax : +45 44 600 801
www.struers.com

Responsabilité du fabricant
Les restrictions suivantes doivent être observées. Le non-respect de ces restrictions pourra entraîner
une annulation des obligations légales de Struers.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d’erreurs dans le texte et/ou les illustrations dans ce
mode d’emploi. Les informations contenues dans ce mode d'emploi pourront subir des modifications
ou des changements sans aucun avis préalable. Certains accessoires ou pièces détachées, nefaisant pas partie de la présente version de l'équipement, peuvent cependant être mentionnés dansle mode d'emploi.
Le fabricant ne sera considéré comme responsable des effets sur la sécurité, la fiabilité et laperformance de l’équipement que si l’équipement est utilisé, entretenu et maintenu conformément
aux instructions du mode d’emploi.

74

TenuPol-5

Basé sur : 15397902 B

Déclaration de Conformité
FabricantStruers ApS • Pederstrupvej 84 • DK-2750 Ballerup • Danemark

Nom

TenuPol-5 Unité de contrôle

ModèleS/O

Fonction

Amincissement électrolytique

Type

539

No. de cat.

05396233 Unité de contrôle en combinaison avec 04086002 Unitéde polissage

No de série

UE

Module H, selon une approche globale
Nous déclarons que le produit mentionné est conforme aux législations, directives et normes suivantes :2006/42/EC

EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2012

2011/65/UE

EN CEI 63000:2018

2014/30/UE

EN 61000-3-3:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-3:2007, EN 61000-3-3:2007, EN 61000-6-3-A1:2011,
EN 61000-6-3-A1-AC:2012

Normesadditionnelles

NFPA 70, NFPA 79, FCC 47 CFR Partie 15 Sous-partie B

Autorisé à constituer le dossier technique/
Signataire autorisé

Date : [Release date]en

For translations seebgЗа преводи вижте

csPřeklady vizda

Se oversættelser pådeÜbersetzungen finden Sie unterelΓια μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση

esPara ver las traducciones consulteetTõlked leiate aadressiltfiKatso käännökset osoitteesta

fr

Pour les traductions, voir

hr

Za prijevode idite nahu

A fordítások itt érhetők elit

Per le traduzioni consultareja

翻 訳 については、

ltVertimai patalpintilv

Tulkojumus skatītnlVoor vertalingen zie

noFor oversettelser sepl

Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź

pt

Consulte as traduções disponíveis emroPentru traduceri, consultați

seFör översättningar besökskPreklady sú dostupné na stránkesl

Za prevode si oglejtetrÇeviriler için bkz

zh

翻译见

www.struers.com/Library