RI ドーズキャリブレータ CRC-15PET 型

CAL 番号追加変更手順書

キャリブレーション番号の変更方法
対象機器： CRC-15PET 型※※2011 年に F-18 のキャリブレーション番号は一度 455 から 480 に変更されております。そのため、F-18 の番号を 455 のまま残していただいているユーザー様は、F-18 を最新のものとしてご使用いただけます。
例：F-18 ボタンの番号は 455 のままであり、ユーザーボタンに 480 の番号で FA-18 を追加している場
合等

すでに登録されているキャリブレーション番号を、新しい番号に変更する手順は以下の通りです。
旧キャリブレーション番号 480 の F-18 を残したい場合は、3 ページ目の核種追加設定方法をご確認ください。
【変更手順】
1.

HOME ボタンを押下し、メイン画面（測定画面）を表示する。

2.

UTIL ボタンを押下する。

3.

4 ボタンを押下し、4. SETUP を選択する。

4.

4 ボタンを押下し、4. OTHER を選択する。

5.

パスワードの入力を求められるので、パスワード（S/N（機器後部に刻印された製造番号）の下 3 桁）を入力する。

6.

ENTER ボタンを押下する。

7.

4 ボタンを押下し、4. NUCLIDE DATA を選択する。

8.

3 ボタンを押下し、3. CAL NUMBERS を選択する。

9.

NUCL ボタン押下し、表 1.
（本手順書の最後に記載）に記載の核種名に応じた「SPECIFY NUCLIDE」の番号を入力する。

10. ENTER ボタンを押下する。

Page1 / 6

Revision Date:2018/09/10

11. Change Cal#?と表示されるので、9 ボタンを押下する。

12. ENTER CALIBRATION #と表示されるので、表 1.に記載の核種名に応じた「新 CAL 番号」を入力する。
13. ENTER ボタンを押下する。
14. 「変更中の核種名」
Orig Cal #：「旧 CAL 番号」
New Cal #：「新 CAL 番号」
OK? Y

OR Nと表示されるので、核種名、旧 CAL 番号及び新 CAL 番号が正しいことを確認後、9 ボタンを押下する。
15. HOME ボタンを押下し、メイン画面に戻る。
16. 測定する核種として変更作業を行った核種を選択する。
17. 画面下部の Cal #：の表示が「新 CAL 番号」になったことを確認する。
18. CAL 番号の設定変更は以上で終了です。引き続きすべての核種について手順 1.～17.を繰り返してください。

引き続き Ga-68 を登録される場合は、次ページからの【登録手順】を参照してください。

Page2 / 6

Revision Date:2018/09/10

核種追加設定方法【登録手順】
Ga-68 は容器形状（アンプルまたはシリンジ）によりキャリブレーション番号が異なります。使用する容器形状にあったキャリブレーション番号を登録してください。
注意

ユーザーが追加できるのは 10 核種までです。すでに 10 核種登録されている場合は、あらかじめ登録した核種を消去した後に追加してください。

1. UTIL ボタンを押下する。
2. 4 ボタンを押下し、4. SETUP を選択する。
3. 4 ボタンを押下し、4. OTHER を選択する。
4. パスワードの入力を求められるので、パスワード（S/N（機器後部に刻印された製造番号）の下 3 桁）を入力する。
5. 4 ボタンを押下し、4. NUCLIDE DATA を選択する。
6. 1 ボタンを押下し、1. ADD NUCLIDE を選択する。
7. TYPE IN NUCLIDE NAME と表示されるので、表 2.（本手順書の最後に記載）に記載の追加する核種名を入力する。
アルファベットの選択はキーパッド下部の ↖

↘ 矢印ボタンで行う。

8. ENTER ボタンを押下する。
9. HALF LIFE: と表示されるので、表 2.に記載の核種に応じた「半減期」を入力する。半減期の単位は ↘ ボタンを押下し変更する。※小数点以下 2 桁まで入力可能
10. ENTER ボタンを押下する。

Page3 / 6

Revision Date:2018/09/10

11. 追加した核種名と半減期が表示される。ともに正しいことを確認する。
12. OK? Y OR N と表示されるので、9 ボタンを押下する。
13. 3 ボタンを押下し、3. CAL NUMBERS を選択する。
14. CAL NUMBERS CHOOSE NUCLIDE と表示されるので、NUCL ボタンを押下する。
15. 表 2.に記載の核種に応じた「SPECIFY NUCLIDE」を入力する。
16. ENTER ボタンを押下する。
17. Any Key to Continue と表示されるので、ENTER ボタンを押下する。
18. ENTER CALIBRATION # と表示されるので、表 2.に記載の核種に応じた「CAL 番号」を入力する。
19. ENTER ボタンを押下する。
20. 確認画面が表示されるので、核種名、キャリブレーション番号が正しいことを確認する。
21. 9 ボタンを押下する。
22. 登録した核種をユーザーキーへ割り当てる場合は手順 23.へ進む。登録のみで終える場合は手順 34.
へ進む。
23. UTIL ボタンを押下する。
24. 1 ボタンを押下し、1. USER KEYS を選択する。
25. SELECT USER KEY ? U1 TO U10 と表示されるので、USER1 ボタンから USER10 ボタンの内、Ga-68 を登録するボタンを押下する。
26. 選択したユーザーキーに核種の登録がある場合は登録済みデータが表示される。登録がない場合はNONE と表示される。

Page4 / 6

Revision Date:2018/09/10

27. 最後の行に OK? Y/N と表示されるので 6 ボタンを押下する。
（手順 26. において核種の登録がある場合、データは上書きとなる。上書きせずに新しい CAL 番号で追加登録する場合は、核種の登録がないユーザーキーを選択する。中止する場合は 9 ボタンを押下する。
）
28. SPECIFY NUCLIDE と表示されるので、表 2.に記載の核種に応じた「SPECIFY NUCLIDE」を入力する。
29. ENTER ボタンを押下する。
30. 登録を行ったユーザーキーと核種名が表示されるので、登録する場合は 9 ボタンを押下する。
（中止する場合は 6 ボタンを押下する。
）
31. SELECT USER KEYS ? U1 TO U10 と表示される。
32. HOME ボタンを押下し、メイン画面を表示する。
33. 登録したユーザーキーを押下し、登録した核種が正しいことを確認する。
34. 測定画面で登録変更を行った核種を測定し、画面左下の Cal #：が表 2.に記載の核種に応じた「CAL 番号」になっていることを確認する。
35. 核種の登録及びユーザーキーへの登録は以上で終了です。他の核種の登録する場合は手順 1.～34.を繰り返してください。

Page5 / 6

Revision Date:2018/09/10

表 1.

核種名

SPECIFY NUCLIDE

旧 CAL 番号新 CAL 番号F-18318480455Ba-13322133674650

核種名

SPECIFY NUCLIDE

CAL 番号

HALF LIFE

Ga-68

4268

448

68.0 min

Ga-68*

同上

451

同上

Fc-18

3218

480

109.71 min

表 2.

* 容器形状がシリンジの場合の Ga-68（もう一方は容器形状がアンプル）

Page6 / 6

Revision Date:2018/09/10