AD2-I20-A017

3 トン振動試験設備
ユーザーズマニュアル株式会社

エイ・イー・エス

Advanced Engineering Services Co.,Ltd

目

次

1.

はじめに ................................................................................................................................................ 1

2.

装置名称 ................................................................................................................................................ 23.

総合性能 ................................................................................................................................................ 24.

装置概要 ................................................................................................................................................ 2

5.

4.1.

振動発生機 ..................................................................................................................................... 24.2.

電力増幅機 ..................................................................................................................................... 24.3.

振動制御装置 ................................................................................................................................. 3

特記 ....................................................................................................................................................... 3
5.1.

振動台への締付けトルク ............................................................................................................... 35.2.

取付け用治具の平面度交差 ........................................................................................................... 3

図 1

最大動作特性図（型名：EM2502） ......................................................................................... 4

図 2

垂直振動台ネジパターン図 .................................................................................................... 5

図 3

水平振動台外観図（振動発生機を含む） .............................................................................. 6

図 4水平振動台ネジパターン図 .................................................................................................... 7

付録 1

最大変位の制限................................................................................................................... 8

付録 2-1 許容偏心モーメント（垂直） ............................................................................................. 9
付録 2-2 許容偏心モーメント（水平） ........................................................................................... 10i

1.

はじめに
本ユーザーズマニュアルは、小型衛星試験棟内にある3トン振動試験設備（以下「本設備」という。）を利用して試験を行うユーザに、必要な情報を提供するものです。設備の主要諸元を以下に示します。

主要諸元

Main Specifications

加振方式

動電形

Examination TypeElectro-dynamic type加振方向

垂直/水平切り替え

Vibration Direction

Vertical/Horizontal

最大搭載重量200kg（水平振動台）

Load Capacity200kg(Horizontal)

最大励磁加速度442m/s2Vibration Acceleration

442m/s2（正弦波/水平/無負荷時）( sinusoidal /Horizontal / Without load )振動台寸法

500㎜×500㎜（垂直振動台）

Size of Vibration Table

500㎜×500㎜（Vertical）

制御波形

正弦波、ﾗﾝﾀﾞﾑ波、ｼｮｯｸ波

Control Wave

Sinusoidal, random, shock

周波数範囲

5～2kHz（正弦波）

Frequency Range

5～2kHz（sinusoidal）

5～2kHz（ﾗﾝﾀﾞﾑ波）
計測点数

5～2kHz（random）

30チャンネル

Number of Measuring Channel

130Ch

2.

装置名称
管理番号 ：B30015796
品
名 ：振動試験装置型
式 ：EM2502

3.

総合性能（1） 正弦波
定格加振力（ピーク）
42,000N
振動数範囲 振動発生機単体
5～2,500Hz
垂直振動台使用時
5～2,500Hz
水平振動台使用時
5～2,500Hz
定格変位51 ㎜ p-p
最大速度2.2m/s
最大加速度 振動発生機単体無負荷時
1,200m/s2
垂直振動台使用無負荷時
545m/s2
水平振動台使用無負荷時
442m/s2（2） ランダム波
定格加振力
42,000N
最大加速度 振動発生機単体無負荷時
840m/s2
垂直振動台使用無負荷時
381m/s2
水平振動台使用無負荷時
309m/s2（3） ショック波
定格加振力84,000N
最大加速度 振動発生機単体無負荷時
2,400m/s2
垂直振動台使用無負荷時
884m/s2
水平振動台使用無負荷時
884m/s2（条件：速度、変位は正弦波の範囲内）

4.

装置概要
本装置は、振動発生機・電力増幅機・振動制御装置・垂直補助振動台・水平補助振動台・加速度センサ等から構成されます。

4.1. 振動発生機
型式i250

可動部重量

約 35kg

振動台直径寸法

φ440㎜

負荷支持

内蔵空気バネにより600kgまで搭載可能

許容偏心モーメント

1,550 N・ｍ

4.2. 電力増幅機
型式

SA5M-i50EM

出力50kVA

2

4.3. 振動制御装置
型式

K2

正弦波制御
周波数範囲

0.1～20ｋHz

掃引方式

自動/手動，直線/対数

掃引速度0.001～99.99oct/min, 0.01～99999.99Hz,0.01～9999.9min/SWEEP

ランダム波制御
制御周波数レンジ上限

20,000Hz

制御ライン数100～25,600本

ショック波制御
波形の種類

ハーフサイン波、鋸歯状波、台形波、三角波、一般化台形波（合成波）、ヘイバーサイン波

パルス幅0.1172ｍsec～80,000msec

制御周波数上限

20,000Hz

バンプ試験

間隔：0.03～600sec 回数：1～1,000,000回以上

共通
入力信号

加速度比例チャージ入力

入力感度0.01～1.0×1020pc/(m/s2)

チャンネル数

最大12chで平均，最大，最小のリミット制御可

垂直振動台
振動台寸法

500×500mm

周波数範囲

DC～2,000Hz

振動台重量42kg（ボルト，ワッシャ含む）

最大搭載重量558kg

水平振動台

5.

振動台寸法

500×500mm （有効寸法）

周波数範囲

DC～2,000Hz

振動台重量42kg（連結軸，ボルト，ワッシャ含む）

最大搭載重量1,500kg

特記

5.1. 振動台への締付けトルク
振動台（垂直/水平）への取付けの際のM8ボルトの締付けトルクは以下とする。
ステンレスボルト（強度区分 A2-70/A2-80）の場合：21.07N・m（215kgf・㎝）※必要に応じて潤滑剤等塗布すること。
5.2. 取付け用治具の平面度交差
供試体取付け用治具の振動試験設備との取付け面の平面度交差は、0.05㎜以下として下さい。

34
図 1

最大動作特性図（型名：EM2502）

図 256
図 3

水平振動台外観図（振動発生機を含む）

図 478910