FreeStyle® Comfort®
Concentrator de oxigen portabil cu autoSAT®, UltraSense® și autoDOSE®

Manual de utilizare (RO)FreeStyle Comfort
Comenzi pentru utilizator și indicatoare de stare ale sistemului
ISO 7000
Manualul operatorului; instrucțiuni deutilizare. Nr. înreg. 1641
Țara și data de fabricație. „CC”
identifică codul de țară format dindouă litere al țării de fabricație.
Data de fabricație este în formatul
AAAA-LL-ZZ. Nr. înreg. 6049

ISO 7010: Simboluri grafice – Culori privind
avertismentele de siguranță și semne deavertizare privind siguranța – Semne de avertizare
privind siguranța înregistrate
Manualul cu instrucțiuni trebuie citit.
Nr. înreg. M002
A se păstra departe de surse de flăcări
deschise, foc, scântei. Sursele deaprindere deschise și fumatul suntinterzise. Nr. înreg. P003
Nu fumați în apropierea unității sau
în timp ce aceasta este în funcțiune.
Nr. înreg. P002

A se păstra într-un loc uscat, ferit deploaie. Nr. înreg. 0626
Limita de stivuire în funcție de număr,unde „nˮ indică numărul maxim deunități permise. Nr. înreg. 2403

Avertisment. Nr. înreg. W001

Număr de catalog. Nr. înreg. 2493
Număr de serie. Nr. înreg. 2498

IEC 60417
Piesă aplicată Tip BF (grad deprotecție contra șocurilor electrice).
Nr. înreg. 5333

Interval de temperatură de depozitare
sau de funcționare. Nr. înreg. 0632
Interval de umiditate de depozitare.
Nr. înreg. 2620
Limitarea presiunii atmosferice.
Nr. înreg. 2621
Numele și adresa de fabricație.
Nr. înreg. 3082
Cu această parte în sus.
Nr. înreg. 0623
Fragil, manevrați cu grijă.
Nr. înreg. 0621

Echipament de clasa II, cu izolație
dublă nr. înreg. 5172
Regulamentul UE 2017/745
Reprezentanță autorizată în
Comunitatea Europeană
În cazul în care eticheta cu identificatorul
unic al dispozitivului (UDI) de pe
produs are aplicat simbolul CE####,
dispozitivul este în conformitate cu
cerințele privind dispozitivele medicale.
Simbolul CE#### indică numărul
organismului notificat.
Simboluri suplimentarePăstrați ferit de materiale inflamabile,
ulei și unsoare.

Conține substanțe periculoase.
Nr. înreg. 3723

Nu demontați.

Importator. Nr. înreg. 3725

Creșteți debitul.

Ieșire O2

Reduceți debitul.
Butonul Meniu.
Comutator de alimentare.
Nr. înreg. 5009
Conform
cu RTCA/
DO-160Secțiunea 21
Categoria M

2 - RO PN MN232-23 L | Manual de utilizare

Producătorul acestui POC a stabilit căacest dispozitiv este conform cu toate
criteriile de acceptare aplicabile ale FAA
și cu utilizarea la bordul aeronavelor.

FreeStyle Comfort
Producătorul acestui POC a stabilit
că acest dispozitiv este conform cu
toate criteriile de acceptare aplicabile
ale FAA și cu utilizarea la bordul
aeronavelor.

Directiva Consiliului 2012/19/UE
DEEE
Acest simbol are rolul de a reaminti
proprietarilor echipamentului că acesta
trebuie transferat la o unitate de reciclarela sfârșitul duratei de funcționare,conform Directivei privind deșeurilede echipamente electrice și electronice(DEEE). Produsele noastre vor respecta
interdicția impusă de Directiva privind
substanțele periculoase (RoHS). Acestea
nu vor conține mai mult decât urme deplumb sau alte materiale periculoase.

Simbol de reciclare
Reprezentant autorizat în Elveția
(ADD)
În cazul în care dispozitivul
poartă marcajul UKCA, în
formatul UKCA#### care indică
numărul organismului notificat,
acest dispozitiv este conform cu
reglementările UKCA.
21 CFR 801.15
Legislația federală impune cavânzarea acestui produs să serealizeze numai de către un medic sau
ca urmare a recomandării unui medic.

IEC 60601-1-8
Alarmă tehnică de prioritate scăzută
ISO 15223-1
Dispozitiv medical. Nr. înreg. 5.7.7

Certificare ETL
Omologat pentru piețele din SUA
și Canada, conform standardelor
aplicabile din SUA și CanadaConține ID-ul FCC: WAP2001
Aviz FCC
Acest dispozitiv poate conține
CYBLE-022001-00, inclusiv antena
2450AT18B100 de la Johnson Technology, esteîn conformitate cu alineatul 15 din normele
FCC. Dispozitivul îndeplinește cerințele
pentru emițătorul modular aprobat, astfel cum
sunt detaliate în avizul public FCC DA001407. Funcționarea emițătorului este supusă
următoarelor două condiții: (1) Dispozitivul
nu trebuie să provoace interferențe dăunătoareși (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice
interferență primită, inclusiv interferențele carepot provoca o funcționare nedorită. Produsul
poate fi protejat de unul sau mai multe brevete în
SUA și la nivel internațional. Consultați site-ul
nostru pentru o listă a patentelor aplicabile.
Brevete: www.caireinc.com/corporate/patents

Nr. identificator unic al dispozitivului
5.7.10A S/NZS 4417.1, AS/NZS 4417.2
Marcaj de conformitate cu reglementările ACMA – indică conformitatea
cu reglementările ACMA (ADD)
Tehnologie fără fir
Tipuri de conexiuni

SSP, iAP2, GATT

Frecvență

2402 - 2480 MHz

Putere maximă de ieșire
RF+4 dBmDomeniu de funcționare

10 m (clasa 2)

Se recomandă ca aparatul să se afle la o distanță
minimă de 1,1 cm (0,43") față de corp în timpulfuncționării. Nu se aplică măștilor, tuburilor de aer sau
accesoriilor.

Simboluri grafice pentru utilizare pe echipamente
IEC 60417
Curent continuu Nr. înreg. 5031
Curent alternativ Nr. înreg. 5032
IEC 60601-1
Protecție anti-picurare

PN MN232-23 L | Manual de utilizare RO - 3

FreeStyle Comfort
Despachetarea FreeStyle Comfort
Verificați ca toate componentele
listate să se afle în cutie. Dacălipsesc anumite componente,contactați imediat furnizorul
concentratorului de oxigen.

Accesorii standard• Concentrator de oxigen portabil• Geantă de transport• Curea de umăr• Set de acumulatori cu 8 celule• Sursă de alimentare CA• Cablu de alimentare CA• Sursă de alimentare CC• Manual de utilizare

Accesorii opționale• Set de acumulatori cu 8 celule
suplimentar• Set de acumulatori cu 16 celule• Încărcător de birou• Geantă de transport pentru toate
accesoriile

Prezentarea FreeStyle Comfort
Familiarizați-vă cu caracteristicile cheie ale FreeStyle Comfort și cu interfața sa cu utilizatorul.

Vedere din fațăAtașare curea

Interfața cu
utilizatorul

EvacuareoxigenEvacuareaer

Admisie aer/
FiltreAdmisie aer/
FiltreSet deacumulatori

4 - RO PN MN232-23 L | Manual de utilizare

Fanta
receptorului
portului dealimentare
Butonul deeliberare a setuluide acumulatori

FreeStyle Comfort
Vedere de sus
Ecran de afișare
Creștere debit

Butonul dealimentare

Butonul Meniu

Reducere debit

Ecranul de afișare funcționare cu acumulator
Setarea debituluiAfișareaacumulatorului

Indicator autoSAT
Procentajulde încărcare aacumulatoruluirămasAfișarea alarmei

Indicatorde livrare abolusului

Ecranul de afișare la alimentarea CA/CC

Setarea debituluiAfișareaacumulatorului

Zona de afișare
a alarmei

Indicator deîncărcare

PN MN232-23 L | Manual de utilizare RO - 5

FreeStyle Comfort
Ce este Concentratorul de oxigen
Aerul pe care îl respirăm conține aproximativ
21% oxigen, 78% azot și 1% alte gaze. În cazul
FreeStyle® Comfort®, aerul din încăpere este aspiratîn aparat prin orificiile de admisie a aerului. Apoi,
trece printr-un material absorbant denumit sitămoleculară. Acest material separă oxigenul de azot
și permite doar trecerea oxigenului. Rezultatul este
un debit de oxigen cu concentrație ridicată dirijatcătre utilizator.
FreeStyle Comfort combină concentratorul deoxigen avansat și tehnologiile de conservare aoxigenului pentru a crea un dispozitiv portabilcare permite o portabilitate și o deplasare
maxime. Funcția avansată de furnizare a debitului
prin impuls detectează rapid momentul în careutilizatorul inspiră și furnizează o doză de oxigen laînceputul fiecărei inhalări. Furnizarea debitului prin
impuls este ideală pentru activități și pentru timpul
petrecut departe de casă. Acesta conservă oxigenul
și prelungește durata de folosire a acumulatorului,
spre deosebire de debitul continuu. FreeStyle
Comfort este suficient de ușor pentru a fi transportat
folosind o curea de umăr. Poate fi alimentat cu
curent alternativ (perete), curent continuu (vehicul)
sau cu acumulator.

Utilizarea prevăzută
Concentratorul de oxigen CAIRE FreeStyle
Comfort Oxygen Concentrator este destinat
administrării de oxigen suplimentar. Dispozitivul
nu este destinat pentru susținerea vieții și nici nuoferă capabilități de monitorizare a pacientului.

De ce v-a prescris medicul oxigen
Multe persoane suferă de o varietate de afecțiuni
cardiace, pulmonare și alte afecțiuni respiratorii.
Un număr important dintre aceste persoane poate
beneficia de tratamentul cu oxigen suplimentaracasă, în timpul deplasărilor sau în timp ce
participă la activități zilnice, la distanță de casă.
Oxigenul este un gaz care reprezintă 21% din aerulînconjurător pe care îl respirăm, iar corpul nostru
depinde de o cantitate constantă pentru a funcționa
la parametrii optimi. Medicul dumneavoastră v-aprescris un debit sau un nivel de oxigen pentru
a remedia simptomele afecțiunii dumneavoastră
respiratorii.

6 - RO PN MN232-23 L | Manual de utilizareDeși oxigenul nu generează dependență,tratamentul neautorizat cu oxigen poate fi periculos.
Trebuie să solicitați asistență medicală înainte
de a folosi concentratorul de oxigen. Furnizorul
echipamentului vă va arăta cum să setați debitulprescris.

Profilul operatorului
Concentratoarele sunt concepute pentru a furniza
oxigen suplimentar utilizatorilor care suferă dedisconfort din cauza afecțiunilor care afectează
eficiența funcției pulmonare la transferul de oxigen
din aer în fluxul sangvin. Concentratoarele deoxigen portabile (POC) nu stochează și nu conțin
oxigen. Acestea nu trebuie să fie reumplute și se potreîncărca oriunde este disponibilă o sursă de curent
alternativ sau de curent continuu (cu excepția
avionului). Acest lucru permite utilizatorului să fie
relativ independent în ceea ce privește utilizarea
la domiciliu, deplasarea (atât în interiorul, cât șiîn afara locuinței), mobilitatea și stilul de viață în
general. Utilizarea concentratorului de oxigen se
face doar la prescrierea de către un medic.
Utilizatorul tipic de oxigenoterapie are peste 65
de ani și suferă de o varietate de boli respiratorii,
inclusiv de bronhopneumopatie obstructivă cronică
(BPOC). De obicei, utilizatorii au abilități cognitive
bune și trebuie să poată comunica senzațiile dedisconfort. Dacă utilizatorul nu poate face acest
lucru sau nu poate citi și înțelege etichetele și
instrucțiunile de utilizare a concentratorului, atunci
recomandăm ca utilizarea echipamentului să se facădoar sub supravegherea unei persoane care poate
respecta aceste cerințe. Dacă utilizatorul resimte
disconfort în timpul utilizării concentratorului,
recomandăm contactarea furnizorului de servicii
medicale. De asemenea, sugerăm utilizatorilorsă aibă o sursă de oxigen de rezervă la îndemână
(de exemplu, un tub de oxigen) în eventualitatea
unei întreruperi a alimentării cu energie sau adefectării concentratorului. Nu sunt necesare alteabilități unice sau din partea utilizatorului pentru
a utiliza concentratorul.

FreeStyle Comfort
Important!
Instrucțiunile de siguranță sunt definite după cum
urmează:AVERTISMENT: INFORMAȚII
IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚAPENTRU PERICOLE CARE POT CAUZARĂNIRI GRAVE.
ATENȚIE: Informații importante privind
prevenirea deteriorării FreeStyle Comfort.
Notă: Informații care necesită atenție specială.

Indicații de utilizare
AVERTISMENT: ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ SELECTAȚI DOAR NIVELULDE OXIGEN PRESCRIS. NU SCHIMBAȚI
SELECȚIA DEBITULUI DECÂT ÎN CAZULAȚI FOST INSTRUIT(Ă) SĂ FACEȚI
ACEST LUCRU DE CĂTRE UN CADRU
MEDICAL AUTORIZAT.
AVERTISMENT: ACEST DISPOZITIV NU A FOSTTESTAT SAU APROBAT PENTRU UTILIZAREALA COPII ȘI ADOLESCENȚI.
AVERTISMENT: ACEST DISPOZITIV NU A FOSTTESTAT SAU APROBAT PENTRU UTILIZAREALA COPII ȘI ADOLESCENȚI.
AVERTISMENT: LEGEA FEDERALĂ (S.U.A.)
INTERZICE COMERCIALIZAREA SAU ÎNCHIRIEREAACESTUI DISPOZITIV DE CĂTRE ALTE PERSOANEDECÂT MEDICI SAU FURNIZORI DE SERVICIIMEDICALE AUTORIZAȚI.
AVERTISMENT: ACEASTĂ UNITATE NU TREBUIE UTILIZATĂ PENTRU MENȚINEREA FUNCȚIILOR VITALE.
PERSOANELE CARE NU POT COMUNICA STĂRILE
DE DISCONFORT ÎN TIMPUL UTILIZĂRII ACESTUIDISPOZITIV POT NECESITA MONITORIZARE SUPLIMENTARĂ. UTILIZATORII CU AUZ ȘI/SAU VEDERE
AFECTATE AR PUTEA AVEA NEVOIE DE ASISTENȚĂ
ÎN PRIVINȚA MONITORIZĂRII ALARMELOR.
AVERTISMENT: SETĂRILE MODULUI PULSEDOSE MODE (MOD DOZĂ IMPULS) TREBUIE SĂ
FIE STABILITE PENTRU FIECARE UTILIZATOR
ÎN PARTE, ÎN FUNCȚIE DE NEVOILE SALE ÎN
REPAUS, ÎN TIMPUL EXERCIȚIILOR FIZICE ȘI ÎN
TIMPUL CĂLĂTORIILOR.
AVERTISMENT: ACEST DISPOZITIV ESTE DESTINATUTILIZĂRII ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ LA DOMICILIUȘI ÎN MEDII AMBULATORII SIMILARE.
AVERTISMENT: ACEST DISPOZITIV ESTEDESTINAT UTILIZĂRII DE CĂTRE PACIENTUL
CARE PRIMEȘTE OXIGENOTERAPIE.

AVERTISMENT: ESTE POSIBIL CA ANUMITEEFORTURI RESPIRATORII ALE PACIENTULUI SĂ
NU DECLANȘEZE FUNCȚIA DE CONSERVARE.
AVERTISMENT: FREESTYLE COMFORT NU ESTEDESTINAT UTILIZĂRII ÎN CAZUL UNUI PACIENTTRAHEOSTOMIZAT.
AVERTISMENT: FEMEILE ÎNSĂRCINATE SAUCARE ALĂPTEAZĂ NU TREBUIE SĂ UTILIZEZEACCESORIILE RECOMANDATE ÎN ACEST MANUAL,DEOARECE ACESTEA POT CONȚINE FTALAȚI.

Contraindicații
AVERTISMENT: ÎN ANUMITECIRCUMSTANȚE, UTILIZAREA DEOXIGEN FĂRĂ INDICAȚIE DIN PARTEAMEDICULUI POATE FI PERICULOASĂ.
ACEST DISPOZITIV TREBUIE UTILIZATDOAR LA INDICAȚIA UNUI MEDIC.
AVERTISMENT: ACEST DISPOZITIV NU ESTEDESTINAT UTILIZĂRII ÎN MEDII DE REZONANȚĂ
MAGNETICĂ SAU ÎN APROPIEREA ACESTORA,CUM AR FI APARATELE DE REZONANȚĂ
MAGNETICĂ.
AVERTISMENT: NU ESTE CONCEPUT PENTRUUTILIZARE ÎN PREZENȚA ANESTEZICELORINFLAMABILE.
AVERTISMENT: LA FEL CA ÎN CAZUL ORICĂRUIDISPOZITIV ALIMENTAT ELECTRIC, UTILIZATORULSE POATE CONFRUNTA CU PERIOADE DEÎNCETARE A FUNCȚIONĂRII CA URMARE A
UNEI ÎNTRERUPERI A ALIMENTĂRII ELECTRICESAU A NECESITĂȚII DE EFECTUARE A UNORLUCRĂRI DE SERVICE DE CĂTRE UN TEHNICIANCALIFICAT. CONCENTRATORUL DE OXIGEN NU
ESTE ADECVAT PENTRU UTILIZATORII CARE S-AR
PUTEA CONFRUNTA CU CONSECINȚE NEGATIVEASUPRA SĂNĂTĂȚII CA URMARE A UNOR ASTFEL
DE ÎNTRERUPERI TEMPORARE.
AVERTISMENT: ACEST DISPOZITIV NU ESTEAPROBAT PENTRU UTILIZARE ÎN TOATEMEDIILE. EXPUNEREA LA ANUMITE SURSE
ELECTROMAGNETICE POATE DUCE LA
INTERFERENȚE SAU LA PERFORMANȚE
NEPREVĂZUTE ALE DISPOZITIVULUI.
ÎN CAZ DE INTERFERENȚĂ, DISPOZITIVUL
TREBUIE OPRIT IMEDIAT.

PN MN232-23 L | Manual de utilizare RO - 7

FreeStyle ComfortÎndrumări privind siguranța
AVERTISMENT: NU ESTE PERMISĂ NICIO
MODIFICARE A ACESTUI ECHIPAMENT
AVERTISMENT: ACEST DISPOZITIV FURNIZEAZĂOXIGEN CU CONCENTRAȚIE RIDICATĂ CARE
STIMULEAZĂ ARDEREA RAPIDĂ. NU PERMITEȚI
FUMATUL SAU FLĂCĂRILE DESCHISE ÎNACEEAȘI ÎNCĂPERE ÎN CARE SE AFLĂ (1) ACESTDISPOZITIV SAU (2) ORICE ACCESORIU CARE
TRANSPORTĂ OXIGENUL. NERESPECTAREAACESTUI AVERTISMENT POATE PROVOCAINCENDII GRAVE, DAUNE MATERIALE ȘI/SAUVĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DECESE.
AVERTISMENT: NU FOLOSIȚI UNITATEA ÎNTR-UNSPAȚIU RESTRÂNS SAU LIMITAT (DE EXEMPLU,O VALIZĂ MICĂ SAU O GEANTĂ DE MÂNĂ),UNDE VENTILAȚIA POATE FI LIMITATĂ. ACESTLUCRU POATE CAUZA SUPRAÎNCĂLZIREACONCENTRATORULUI DE OXIGEN ȘI POATE
AFECTA PERFORMANȚELE.
AVERTISMENT: CONCENTRATORUL TREBUIEAMPLASAT ASTFEL ÎNCÂT SĂ EVITAȚI FUMUL,AGENȚII POLUANȚI SAU ABURII.
AVERTISMENT: ÎN CAZUL ÎN CARE ARE LOC
UN INCIDENT GRAV CU ACEST DISPOZITIV,UTILIZATORUL TREBUIE SĂ RAPORTEZE IMEDIATINCIDENTUL FURNIZORULUI ȘI/SAU PRODUCĂTORULUI. UN INCIDENT GRAV ESTE DEFINIT CA VĂTĂMARE, DECES SAU POTENȚIAL DE A PROVOCAVĂTĂMARE/DECES ÎN CAZUL ÎN CARE INCIDENTUL REAPARE. UTILIZATORUL POATE RAPORTA
INCIDENTUL ȘI AUTORITĂȚII COMPETENTE DINȚARA ÎN CARE A AVUT LOC INCIDENTUL.
AVERTISMENT: UTILIZAREA UNOR ACCESORII DE ADMINISTRARE A OXIGENULUI NESPECIFICATE PENTRU ACEST
CONCENTRATOR DE OXIGEN POATE
AFECTA PERFORMANȚA ACESTUIA.
ACCESORIILE RECOMANDATE SUNTMENȚIONATE ÎN ACEST MANUAL.
AVERTISMENT: ÎN CAZUL ÎN CARE CONCENTRATORUL DE OXIGEN A FOST SCĂPAT, DETERIORATSAU EXPUS LA APĂ, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚIFURNIZORUL DE ECHIPAMENT PENTRU INSPECȚIA
SAU POSIBILA REPARARE A DISPOZITIVULUI. NU
UTILIZAȚI CONCENTRATORUL DE OXIGEN ÎN CAZUL ÎN CARE CABLUL DE ALIMENTARE SAU FIȘAACESTUIA SUNT DETERIORATE.
AVERTISMENT: FIXAȚI ÎN MOD CORESPUNZĂTOR
CONCENTRATORUL DE OXIGEN, FIXAȚI-L CU
CENTURA SAU FIXAȚI-L ÎN ALT MOD ATUNCICÂND SE AFLĂ ÎNTR-UN VEHICUL ÎN TIMPUL
TRANSPORTULUI PENTRU A PREVENI DETERIORAREA SAU RĂNIREA.
8 - RO PN MN232-23 L | Manual de utilizare

AVERTISMENT: REGLEMENTĂRILE
DEPARTAMENTULUI DE TRANSPORT AL SUA(DOT) ȘI ALE ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE(ONU) IMPUN SCOATEREA ACUMULATORULUIDIN DISPOZITIV PENTRU TOATE CĂLĂTORIILE
INTERNAȚIONALE CU AVIONUL ATUNCICÂND CONCENTRATORUL DE OXIGEN ESTEÎNREGISTRAT CA BAGAJ. ATUNCI CÂND EXPEDIAȚI
CONCENTRATORUL DE OXIGEN, ACUMULATORULTREBUIE, DE ASEMENEA, SĂ FIE SCOS DINDISPOZITIV ȘI AMBALAT CORESPUNZĂTOR.
AVERTISMENT: NU FOLOSIȚI ACEST ECHIPAMENT
FĂRĂ A CITI ȘI A ÎNȚELEGE ACEST MANUAL
MAI ÎNTÂI. ÎN CAZUL ÎN CARE NU REUȘIȚI SĂÎNȚELEGEȚI AVERTISMENTELE ȘI INSTRUCȚIUNILE,CONTACTAȚI FURNIZORUL ECHIPAMENTULUIDUMNEAVOASTRĂ ÎNAINTE DE A ÎNCERCA SĂUTILIZAȚI ACEST ECHIPAMENT; ÎN CAZ CONTRAR,SE POT PRODUCE VĂTĂMĂRI SAU DAUNE.
AVERTISMENT: DACĂ RESIMȚIȚI DISCONFORTSAU DACĂ VĂ CONFRUNTAȚI CU O URGENȚĂ
MEDICALĂ, APELAȚI LA ASISTENȚĂ MEDICALĂIMEDIAT.
AVERTISMENT: OPERAREA CONCENTRATORULUIDE OXIGEN ÎN AFARA SPECIFICAȚIILOR PRIVINDTEMPERATURA DE FUNCȚIONARE POATE
LIMITA CAPACITATEA CONCENTRATORULUI
DE A RESPECTA SPECIFICAȚIILE PRIVIND
CONCENTRAȚIA DE OXIGEN. CONSULTAȚI
SECȚIUNEA DE SPECIFICAȚII DIN ACEST MANUALPENTRU LIMITELE DE TEMPERATURĂ.
AVERTISMENT: NU FOLOSIȚI PRODUSE PE
BAZĂ DE PETROL, LUBRIFIANT SAU GAZ ORI
ALTE PRODUSE INFLAMABILE CU ACCESORIILEPENTRU TRANSPORTUL OXIGENULUI SAU CU
ACEST CONCENTRATOR DE OXIGEN. TREBUIEUTILIZATE DOAR LOȚIUNI SAU ALIFII PE BAZĂDE APĂ, COMPATIBILE CU OXIGENUL. OXIGENULACCELEREAZĂ ARDEREA SUBSTANȚELORINFLAMABILE.
AVERTISMENT: UTILIZAREA INCORECTĂ A
ACUMULATORULUI POATE CAUZA ÎNCĂLZIREAACUMULATORULUI, APRINDEREA ACESTUIA ȘI
POATE PROVOCA VĂTĂMĂRI GRAVE. ASIGURAȚIVĂ CĂ NU PERFORAȚI, NU LOVIȚI, NU CĂLCAȚI, NU
SCĂPAȚI ACUMULATORUL ȘI NU ÎL SUPUNEȚI ÎN
ALT MOD LA ȘOCURI SAU LOVITURI PUTERNICE.
UTILIZAREA UNUI ACUMULATOR DETERIORATPOATE PROVOCA VĂTĂMĂRI CORPORALE.
AVERTISMENT: NU SCURTCIRCUITAȚI
CONTACTELE METALICE ALE ACUMULATORULUICU OBIECTE METALICE, CUM AR FI CHEI SAUMONEDE. ACEST LUCRU POATE CAUZA SCÂNTEI
SAU CĂLDURĂ EXCESIVĂ.

FreeStyle Comfort
AVERTISMENT: ÎN TIMPUL UTILIZĂRII
CONCENTRATORULUI DE OXIGEN PORTABILÎN AER LIBER CU SURSA DE ALIMENTARE DE
CURENT ALTERNATIV, CONECTAȚI SURSADE ALIMENTARE NUMAI LA O PRIZĂ CU
ÎNTRERUPĂTOR PENTRU LIPSA CIRCUITULUI DEÎMPĂMÂNTARE (GFI).
AVERTISMENT: CONCENTRATORUL DEOXIGEN NU TREBUIE FOLOSIT LÂNGĂ UN ALTECHIPAMENT ȘI NU TREBUIE STIVUIT CU UN
ALT ECHIPAMENT. DACĂ NU SE POATE EVITAAȘEZAREA LÂNGĂ UN ALT ECHIPAMENTSAU STIVUIREA, DISPOZITIVUL TREBUIESUPRAVEGHEAT PENTRU A CONSTATA DACĂFUNCȚIONEAZĂ NORMAL.
AVERTISMENT: UTILIZAREA DE ALTE CABLURIȘI ADAPTOARE DECÂT CELE SPECIFICATE, CU
EXCEPȚIA CABLURILOR ȘI ADAPTOARELOR
COMERCIALIZATE DE PRODUCĂTORULECHIPAMENTULUI ELECTRIC MEDICAL DREPTPIESE DE SCHIMB PENTRU COMPONENTELEINTERNE, POATE AVEA CA REZULTATCREȘTEREA EMISIILOR SAU IMUNITATE SCĂZUTĂ
A CONCENTRATORULUI DE OXIGEN.
AVERTISMENT: UTILIZAȚI NUMAI TENSIUNEAELECTRICĂ SPECIFICATĂ PE ETICHETA DE
SPECIFICAȚII APLICATĂ PE DISPOZITIV.
AVERTISMENT: NU FOLOSIȚI PRELUNGITOAREPENTRU ACEASTĂ UNITATE ȘI NU INTRODUCEȚI
MAI MULTE ȘTECĂRE ÎN ACEEAȘI PRIZĂ.
UTILIZAREA PRELUNGITOARELOR POATE
AFECTA NEGATIV PERFORMANȚELEDISPOZITIVULUI. PREA MULTE ȘTECĂRE
ÎNTR-O SINGURĂ PRIZĂ POT GENERASUPRAÎNCĂRCAREA PANOULUI ELECTRIC ȘI
ACTIVAREA ÎNTRERUPĂTORULUI/SIGURANȚEI
SAU UN INCENDIU, DACĂ ÎNTRERUPĂTORUL SAU
SIGURANȚA NU SE ACTIVEAZĂ.
ATENȚIE: În cazul în care se declanșează
o alarmă sau observați o funcționare
defectuoasă a concentratoruluide oxigen, consultați secțiunea dedepanare din acest manual. Dacă nuputeți rezolva problema, apelați lafurnizorul echipamentului.

AVERTISMENT: NU ÎNCERCAȚI SĂ
EFECTUAȚI ALTE LUCRĂRI DEÎNTREȚINERE DECÂT SOLUȚIILE
POSIBILE OFERITE DE ACEST MANUAL.
AVERTISMENT: FOLOSIȚI NUMAI ACCESORIILE
RECOMANDATE DE PRODUCĂTOR.
UTILIZAREA ORICĂRUI ALT TIP DE DISPOZITIVPOATE FI PERICULOASĂ, POATE PROVOCADETERIORAREA GRAVĂ A CONCENTRATORULUIDE OXIGEN ȘI VA ANULA GARANȚIA.
AVERTISMENT: PRODUCĂTORUL RECOMANDĂ O
SURSĂ ALTERNATIVĂ DE OXIGEN SUPLIMENTAR
ÎN CAZUL UNEI CĂDERI DE TENSIUNE, AL UNEIALARME SAU AL UNEI DEFECȚIUNI MECANICE.
CONSULTAȚI MEDICUL SAU FURNIZORULECHIPAMENTULUI PENTRU A IDENTIFICA TIPUL
DE SISTEM DE REZERVĂ NECESAR.
AVERTISMENT: NU PERMITEȚI BLOCAREAORIFICIILOR DE ADMISIE SAU DE EVACUAREA AERULUI. NU SCĂPAȚI SAU INTRODUCEȚI
OBIECTE ÎN NICIUNUL DINTRE ORIFICIILEDISPOZITIVULUI. ACEST LUCRU POATE CAUZA
SUPRAÎNCĂLZIREA CONCENTRATORULUI DEOXIGEN ȘI POATE AFECTA PERFORMANȚELE.
AVERTISMENT: FUMATUL ÎN TIMPUL FOLOSIRIIOXIGENULUI ESTE PRINCIPALA CAUZĂ ARĂNIRILOR CAUZATE DE FOC ȘI A DECESELORASOCIATE ACESTORA. RESPECTAȚI
URMĂTOARELE AVERTISMENTE PRIVINDSIGURANȚA:AVERTISMENT: NU PERMITEȚI FUMATUL,LUMÂNĂRILE SAU FLĂCĂRILE DESCHISE ÎNACEEAȘI ÎNCĂPERE CU DISPOZITIVUL SAUACCESORIILE CARE TRANSPORTĂ OXIGENUL.
AVERTISMENT: FUMATUL ÎN TIMPUL PURTĂRII
UNEI CANULE DE OXIGEN POATE PROVOCAARSURI FACIALE ȘI, EVENTUAL, MOARTEA.
AVERTISMENT: ÎN CAZUL ÎN CARE FUMAȚI,ACEȘTI 3 PAȘI VĂ POT SALVA VIAȚA: OPRIȚI
CONCENTRATORUL DE OXIGEN, SCOATEȚICANULA ȘI PĂRĂSIȚI ÎNCĂPEREA UNDE SE AFLĂDISPOZITIVUL.

ATENȚIE: Pentru a preveni anularea garanției,respectați instrucțiunile producătorului.

PN MN232-23 L | Manual de utilizare RO - 9

FreeStyle Comfort
AVERTISMENT: TREBUIE AFIȘATE SEMNALIZĂRI
VIZIBILE DE TIPUL „FUMATUL INTERZIS –SE FOLOSEȘTE OXIGEN” LA DOMICILIU SAUORIUNDE SE FOLOSEȘTE OXIGEN. UTILIZATORIIȘI ÎNGRIJITORII ACESTORA TREBUIE SĂ FIE
INFORMAȚI CU PRIVIRE LA PERICOLELE PE CARE
LE PRESUPUNE FUMATUL ÎN PREZENȚA SAU ÎN
TIMPUL UTILIZĂRII OXIGENULUI MEDICINAL.
AVERTISMENT: NU FOLOSIȚI CONCENTRATORULDE OXIGEN ÎN PREZENȚA GAZELORINFLAMABILE. ACEST LUCRU POATE AVEACA REZULTAT ARDERI RAPIDE CARE POTCAUZA DETERIORAREA BUNURILOR, RĂNIRICORPORALE SAU DECES.
AVERTISMENT: ÎNDEPĂRTAREA CANULEI ȘIAȘEZAREA ACESTEIA PE HAINE, PE LENJERIA
DE PAT, CANAPELE SAU ALTE MATERIALE DEPERNĂ VA PROVOCA UN INCENDIU INSTANTANEUATUNCI CÂND ESTE EXPUSĂ LA O ȚIGARĂ, OSURSĂ DE CĂLDURĂ SAU O FLACĂRĂ.
AVERTISMENT: NU LĂSAȚI O CANULĂ NAZALĂ
PE SAU SUB HAINE, CEARCEAF SAU PERNE DESCAUN. DACĂ UNITATEA ESTE PORNITĂ, DAR
NU ESTE UTILIZATĂ, OXIGENUL VA FACE CA
MATERIALELE SĂ FIE INFLAMABILE. ASIGURAȚIVĂ CĂ ALIMENTAREA ESTE OPRITĂ ATUNCI CÂNDCONCENTRATORUL DE OXIGEN NU ESTE UTILIZAT.
AVERTISMENT: ACCESORIILE APROBATE DE
ALIMENTARE CU OXIGEN SUNT CONCEPUTE SĂ
REDUCĂ PROPAGAREA INCENDIULUI PENTRU
SIGURANȚA PACIENTULUI. UTILIZAREA DEACCESORII NEAPROBATE POATE CREȘTE
RISCUL DE VĂTĂMARE SAU DE DETERIORARE
ÎN CAZ DE INCENDIU.
AVERTISMENT: CONCENTRATORUL DE OXIGENTREBUIE SĂ FIE OPRIT ȘI DECONECTAT DE LA
ALIMENTAREA EXTERNĂ ÎNAINTE DE A SCOATESETUL DE ACUMULATORI.
AVERTISMENT: PIESELE MICI POT
PREZENTA UN POTENȚIAL PERICOLDE SUFOCARE.
AVERTISMENT: EVITAȚI CONTACTUL CUORIFICIUL DE EVACUARE A AERULUI PENTRU
MAI MULT DE 10 SECUNDE, DEOARECE ACESTA
POATE FI CALD.
AVERTISMENT: VÂNTUL SAU CURENȚII DE AER
PUTERNICI POT AFECTA NEGATIV FURNIZAREAPRECISĂ A OXIGENOTERAPIEI.
AVERTISMENT: ACEST PRODUS VĂ POATEEXPUNE LA SUBSTANȚE CHIMICE, INCLUSIVNICHELUL, DESPRE CARE SE CUNOAȘTE ÎNSTATUL CALIFORNIA CĂ PROVOACĂ CANCER.
PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII, ACCESAȚI
WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.
10 - RO PN MN232-23 L | Manual de utilizareATENȚIE: Deconectați întotdeauna sursade alimentare CA de la perete înainte dea deconecta sursa de alimentare CA dela concentratorul de oxigen.
ATENȚIE: Nu poziționați concentratorul de oxigen
astfel încât cablul de alimentare să fie dificil deaccesat.
ATENȚIE: Puneți întotdeauna tubul de alimentare
cu oxigen și cablurile electrice astfel încât să
preveniți pericolul de împiedicare sau o posibilă
strangulare accidentală.
ATENȚIE: Atunci când utilizați concentratorul deoxigen într-un automobil, într-o ambarcațiune
sau pe alte surse de curent continuu cu sursă dealimentare CC, asigurați-vă că vehiculul este pornit
și funcționează înainte de a conecta concentratorul
de oxigen. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate
duce la lipsa de alimentare a concentratorului deoxigen cu energie electrică.
ATENȚIE: Atunci când automobilul în care utilizați
unitatea concentratorului de oxigen este oprit,
deconectați și scoateți dispozitivul din automobil.
Nu depozitați concentratorul de oxigen într-un
automobil foarte cald sau foarte rece sau în alte
medii similare, cu temperaturi ridicate sau scăzute.
Notă: Echipamentele de comunicații RF portabile și
mobile pot afecta echipamentele electrice medicale.
ATENȚIE: NU lăsați concentratorul deoxigen sau sursa de alimentare conectată
la vehicul în cazul în care contactul esteîn poziția OFF (DEZACTIVAT). Acest lucru
poate descărca bateria vehiculului.
ATENȚIE: Operarea sau depozitarea concentratoruluide oxigen în afara intervalului normal de temperatură
de funcționare și a intervalului de presiune ambientală
(altitudine) poate afecta performanța și poate reduce
durata de funcționare a acumulatorului și/sau crește
timpul de încărcare a acumulatorului. Consultați
secțiunea Specificații din acest manual pentru limitelede temperatură de depozitare și de funcționare.
ATENȚIE: Pentru concentratoarele de oxigen prevăzute cu acumulatori: Depozitați într-un loc răcoros și
uscat pentru a asigura longevitatea acumulatorului.
Depozitarea concentratorului de oxigen pe perioade
lungi de timp la temperaturi ridicate sau cu un
acumulator complet încărcat sau complet descărcat
poate degrada durata de folosire generală a acumulatorului. Nu încercați să deschideți acumulatorul; îninteriorul acestuia nu există piese care pot fi reparate.
Nu țineți bateriile la îndemâna copiilor.
ATENȚIE: UTILIZAȚI NUMAI acumulatorii furnizați
de producător. Pentru eliminarea corectă aacumulatorilor, contactați furnizorul echipamentului
sau agenția guvernamentală locală pentru a afla
cerințele de eliminare.

FreeStyle Comfort
Notă: Pentru a atenua daunele cauzate de odefecțiune a concentratorului sau de o pană decurent, furnizorul de echipamente trebuie să evalueze
nevoia de oxigen de rezervă în timpul instalării și
periodic, atunci când aceste atribute se schimbă:- Starea pacientului- Mediul în care trăiește pacientul- Capacitatea de a reaproviziona pacientul cu rezervede oxigen suplimentar.
Notă: Canula trebuie să fie introdusă complet și trebuiesă fie fixată. Acest lucru asigură faptul că unitatea
concentratorului de oxigen poate detecta în mod
corespunzător inspirația pentru alimentarea cu oxigen.
În timpul inhalării, ar trebui să auziți sau să simțiți cum
debitul de oxigen curge spre vârfurile canulei nazale.

Notă: În cazul în care concentratorul de oxigen
a fost depozitat pe o perioadă lungă de timp înafara condițiilor normale de funcționare din mediulînconjurător prezentate în tabelul de specificații,trebuie să i se permită să revină la temperatura
normală de funcționare înainte de a fi pornit.
Notă: Furnizorul de echipamente trebuie să evalueze
necesarul de oxigen de rezervă în cazul unei
defecțiuni a concentratorului sau a unei pene decurent, la momentul instalării și periodic, atunci cândaceste atribute se schimbă:- Starea pacientului- Mediul în care trăiește pacientul- Capacitatea de a reaproviziona pacientul cu rezervede oxigen suplimentar.

Notă: Acumulatorii cu litiu își pot pierde permanentcapacitatea atunci când sunt expuși la temperaturi
extrem de ridicate cu acumulatorii complet încărcați
sau complet descărcați. Pentru perioade extinsede depozitare, se recomandă ca acumulatorii să fieîncărcați între 25 și 50% și să rămână la o temperatură
cuprinsă între -4°F – 68°F (-20°C – 20°C).
Notă: Nu folosiți concentratorul de oxigen fără ca
filtrul de admisie a aerului să fie amplasat. Dacăeste prevăzut un al doilea filtru, introduceți filtrul deînlocuire înainte de a curăța filtrul murdar. Curățați
filtrul murdar într-o soluție de apă caldă și săpun, apoiuscați-l bine înainte de utilizare.
Notă: Producătorul nu recomandă sterilizarea acestui
echipament.
Notă: Nu există niciodată pericolul de epuizarea oxigenului din cameră când folosiți concentratorul
de oxigen.
AVERTISMENT: CONCENTRATORULDE OXIGEN NU TREBUIE SĂ FIE
UTILIZAT SAU CONECTAT LA O SURSĂ
DE ALIMENTARE EXTERNĂ (CA/CC)FĂRĂ UN ACUMULATOR INSTALAT.
NU ÎNCERCAȚI SĂ PORNIȚI APARATULSAU SĂ ÎL CONECTAȚI LA O SURSĂ DE
ALIMENTARE EXTERNĂ ATUNCI CÂNDSETUL DE ACUMULATORI ESTE SCOS.
SCOATEȚI SETUL DE ACUMULATORI NUMAIATUNCI CÂND UNITATEA ESTE OPRITĂ ȘI
DECONECTATĂ DE LA SURSA DE ALIMENTARE.
NU ÎNCERCAȚI SĂ SCOATEȚI SETUL DEACUMULATORI ÎN TIMP CE UNITATEA ESTEÎNCĂ PORNITĂ SAU CONECTATĂ LA SURSA DE
ALIMENTARE.

PN MN232-23 L | Manual de utilizare RO - 11

FreeStyle Comfort
Specificații
FreeStyle Comfort
Dimensiuni (cu un singur acumulator)

10,0 x 7,3 x 3,1 in (25,4 x 18,5 x 7,9 cm)

Dimensiuni (cu doi acumulatori)

11,0 x 7,3 x 3,1 in (27,9 x 18,5 x 7,9 cm)

Greutate (cu un singur set de acumulatori)

5 livre (2,3 kg)

Greutate (cu două seturi de acumulatori)

6 livre (2,7 kg)

Nivelul sonor nominal***39,93 dB(A) ± 0,42 dB(A) @ 2Setări debit

Setarea impulsurilor 1, 2, 3, 4, 5

Setarea ieșirii O2([@20bpm STPD] Toate volumele +/- 15%)

Concentrația de oxigen*
Monitor pentru oxigen
Presiunea maximă de evacuare
Sensibilitatea dozării

Setare 1 - 210 ml/min
Setare 2 - 420 ml/min
Setare 3 - 630 ml/min
Setare 4 - 840 ml/min
Setare 5 - 1050 ml/min
90% (+5,5% / -3%)
Da
<30 PSI> -0,1 cm H2O (reglabil)

Alimentarea cu CA 100-240 VCA, 50-60Hz, 120W Max.
Alimentarea cu CC

11-18 VCC (10 amperi maxim)

Tipul de acumulator

Litiu-Ion

Capacitatea acumulatorului
Timp de reîncărcare a acumulatorului
Duratele de folosire a setului de acumulatori
Temperatura de funcționare**Celulă unică: 6700 mAh; celulă dublă: 13400 mAh
Un singur acumulator: 3,5 ore
Doi acumulatori: 6,0 ore
Durată un singur acumulator: Setarea 2 - până la 4 ore
Durată doi acumulatori: Setarea 2 - până la 8 ore
De la 41°F la 104°F (5°C la 40°C)

Temperatura de transport și de depozitare(unitate)

De la -13°F la +158°F (-25°C la +70°C)
până la 10.000 ft (3.048 m)

Temperatura de transport și de depozitare(Acumulator)

De la -13°F la +158°F (-25°C la +70°C)
până la 10.000 ft (3.048 m)

Altitudine de operare**-1250 până la 10.000 ft (-381 până la 3.048 m)(testată la 700 – 1060 hPa)

Umiditatea de funcționare

15–95% umiditate relativă (fără condens)

Umiditatea de depozitare

0 - 90% fără condensare

Garanție limitată

A se vedea declarația de garanție

*Pe baza unei presiuni atmosferice de 14,7 psi (101 kPa) la 70°F (21 °C)**Unitatea va funcționa în toate mediile atât timp cât mediul se încadrează în intervalele de temperatură și umiditate
specificate. Funcționarea în afara acestor specificații de funcționare poate limita capacitatea concentratorului de a respecta
specificațiile privind concentrația de oxigen la debite mai mari. Ecranul de încălzire poate continua să fie afișat până cândconcentratorul a atins concentrația țintă sau până la 15 minute. Continuați să utilizați unitatea în această perioadă.
***Nivelul sonor măsurat conform metodei de testare nr. 14-1 10/2018 MDS-Hi.
Durata de folosire preconizată este de minimum cinci ani.

12 - RO PN MN232-23 L | Manual de utilizare

FreeStyle Comfort
Instrucțiuni de utilizare
1. Localizați și poziționați FreeStyle Comfort într-olocație adecvată pentru utilizare.
a. Concentratorul trebuie să fie bine ventilat,
astfel încât filtrele de admisie și de evacuare
a aerului să nu fie obstrucționate.
b. Concentratorul trebuie poziționat astfel încât
toți indicatorii și alarmele sonore și vizualesă poată fi văzute și auzite cu ușurință.
c. Asigurați-vă că filtrele de admisie a aerului
sunt la locul lor înainte de a pune înfuncțiune unitatea. Dacă unității îi lipsește unfiltru, contactați furnizorul echipamentului.
2. Instalați un set de acumulatori în concentrator.
a. Aliniați acumulatorul cu carcasa inferioară
din centrul FreeStyle Comfort.

3. Introduceți sursa de alimentare cu curent
alternativ sau continuu în receptorul portuluide alimentare din partea frontală, în partea
dreaptă jos a unității.

4. Conectați o canulă nazală la fișa de evacuarea oxigenului. Asigurați-vă că conexiunea este
sigură înainte de utilizare.
NOTĂ: Orice canulă (canule) utilizată (utilizate), alta(altele) decât cea (cele) recomandată (recomandate),poate afecta performanța.

b. Glisați acumulatorul spre interior până cândauziți un clic pentru a confirma că s-a blocat
în poziție.

Notă: Pentru furnizorul echipamentului: Următoarele
accesorii de administrare a oxigenului suntrecomandate pentru utilizarea cu FreeStyle Comfort:• Canulă nazală cu tubulatură de 7 picioare(2,1 m) (LPM maxim: 6 LPM): Numărul de referință
CAIRE 5408-SEQ• Informații suplimentare despre accesorii recomandate
sunt disponibile online la www.caireinc.com.
5. Porniți FreeStyle Comfort prin apăsareabutonului de pornire și selectați setările debituluiprescrise utilizând butoanele de creștere (+) sau
de reducere (-) a debitului.

PN MN232-23 L | Manual de utilizare RO - 13

FreeStyle Comfort

O alarmă acustică scurtă va suna pentru a indica
faptul că dispozitivul a fost pornit.
Notă: Când FreeStyle Comfort este pornit inițial, setarea
implicită a debitului este 2. Dacă se modifică setarea,
unitatea va porni la setarea anterioară a debitului.
6. Poziționați canula nazală pe față conform
instrucțiunilor producătorului furnizate împreună
cu canula și respirați normal. Ar trebui să simțiți
un suflu de oxigen eliberat prin canula nazală defiecare dată când inspirați.
7. Pentru a modifica setarea debitului, apăsați
butoanele de creștere (+) sau de reducere (-) a
debitului până la debitul dorit. Este normal săauziți un sunet diferit pe măsură ce schimbați
setările debitului.

Ratade respirație
15
20
25
30
35
40

Setarea volumului de impuls autoSAT (ml)*
1
2
3
4
5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5

21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0

31,5
31,5
31,5
31,5
30,0
26,3

42,0
42,0
42,0
35,0
30,0
26,3

*Toleranța este de +/- 15%

14 - RO PN MN232-23 L | Manual de utilizare

52,5
52,5
42,0
35,0
30,0
26,3

Rata
de respirație
15
20
25
30
35
40

Setarea volumului de impuls
non-autoSAT (ml)*
1
2
3
4

5

14,0
10,5
8,4
7,0
6,0
5,3

70,0
52,5
42,0
35,0
30,0
26,3

28,0
21,0
16,8
14,0
12,0
10,5

42,0
31,5
25,2
21,0
18,0
15,8

56,0
42,0
33,6
28,0
24,0
21,0

8. Opriți FreeStyle Comfort apăsând butonul dealimentare.
Notă: Ecranul de afișare va intra în modul deașteptare și se va întuneca după 20 de secunde.
Apăsați orice buton pentru a aprinde ecranul din
modul de așteptare.
9. Pentru funcții avansate, consultați secțiunea
Instrucțiuni de navigare din Meniu.

CARACTERISTICI SPECIALE ALE
PRODUSULUI
autoSAT®
Funcția autoSAT, brevetată de CAIRE, permite
FreeStyle Comfort să livreze un volum constantde oxigen (bolus) pe respirație, până la o frecvență
respiratorie maximă. Pe măsură ce ritmul respirator
al utilizatorului crește în timpul unor activități
precum mersul pe jos, funcția autoSAT ajustează
funcționarea dispozitivului pentru a menține unvolum de bolus stabilit.
UltraSense®
Acest declanșator sensibil de dozare pe bază deimpuls detectează modificarea presiunii în timpul
respirației și eliberează impulsul de oxigen atunci
când inspirați.
autoDOSE®
În cazul în care apare o „alarmă de lipsă derespirație”, această funcție va furniza oxigenul la 20
de respirații pe minut, la setarea curentă a debituluiunității, până când starea de alarmă este soluționată.

FreeStyle Comfort
Surse de alimentare
FreeStyle Comfort poate fi alimentat în trei moduri:• Set de acumulatori reîncărcabili• Alimentarea cu CA• Alimentarea cu CC
Informații privind funcționarea fiecăreia dintre aceste
componente sunt prezentate în secțiunile următoare.
AVERTISMENT: UTILIZAȚI NUMAI SURSELE DE ALIMENTARE DESCRISE ÎN
ACEST MANUAL DE UTILIZARE. UTILIZAREA UNOR SURSE DE ALIMENTARE
ȘI A UNOR SETURI DE ACUMULATORICARE NU SUNT FURNIZATE DE CAIRE
POATE CAUZA DETERIORAREA UNITĂȚII ȘI O FUNCȚIONARE NECORESPUNZĂTOARE.

SCOATEREA ACUMULATORULUIÎmpingeți butonul de eliberare a acumulatorului înjos, îndepărtându-l de FreeStyle Comfort. În timp
ce ȚINEȚI apăsat acest buton, glisați acumulatorul
scotându-l din concentrator.
AVERTISMENT: CONCENTRATORULDE OXIGEN TREBUIE SĂ FIE OPRITȘI DECONECTAT DE LA ALIMENTAREAEXTERNĂ ÎNAINTE DE A SCOATESETUL DE ACUMULATORI.

SET DE ACUMULATORIFreeStyle Comfort poate fi utilizat cu ajutorul setuluide acumulatori reîncărcabili care sunt furnizați
împreună cu dispozitivul. Nu există limitări în ceea
ce privește funcționarea concentratorului atunci
când acesta funcționează pe bază de setului deacumulatori. Toate ratele de debit sunt disponibile
cu ajutorul acumulatorului.

VERIFICAREA ÎNCĂRCĂRII SETULUIDE ACUMULATORI

Pentru a verifica gradul de încărcare aacumulatorului atunci când acesta este instalat
în FreeStyle Comfort, consultați pictograma
acumulatorului și timpul estimat rămas pe ecran.

INSTALAREA ACUMULATORULUI

Aliniați acumulatorul cu carcasa inferioară dincentrul FreeStyle Comfort. Împingeți acumulatorul
spre interior până când auziți un clic pentru a
confirma că aceasta s-a blocat în poziție.

80–100%60–80%

40–60%

20–40%

20%

PN MN232-23 L | Manual de utilizare RO - 15

FreeStyle Comfort
Notă: Dacă sursa de alimentare este cuplată, în loc
de procentul de încărcare rămas se va afișa un indicator de priză.
Pentru a verifica încărcarea acumulatorului atunci
când acesta nu este instalat în FreeStyle Comfort,așezați-l pe o suprafață plană și apăsați butonul
TEST. Luminile indicatoare ale acumulatorului(25-100%) se vor aprinde în partea dreaptă abutonului TEST pentru a indica nivelul de încărcare
a setului de acumulatori.

ÎNCĂRCARE INIȚIALĂ

Acumulatorul nou furnizat împreună cu FreeStyle
Comfort este doar parțial încărcat atunci când este
livrat din fabrică. Înainte de prima utilizare, trebuiesă încărcați complet setul de acumulatori folosind
fie curent alternativ, fie curent continuu.

INFORMAȚII GENERALE PRIVINDTAXAREAFreeStyle Comfort va reîncărca setul deacumulatori ori de câte ori acesta este instalat înconcentrator și concentratorul este conectat la osursă de alimentare externă de curent alternativ sau
continuu (cu excepția zborului cu avionul).
Acumulatorul este complet încărcat atunci când seafișează 100%.
Alternativ, setul de acumulatori poate fi încărcat cu
ajutorul încărcătorului de birou opțional.

16 - RO PN MN232-23 L | Manual de utilizare

DURATA DE FUNCȚIONAREA ACUMULATORULUI

Atunci când alimentarea externă de curent alternativ
sau continuu este deconectată, concentratorul
va trece automat la alimentarea cu energie de laacumulator, dacă este instalat un acumulator încărcat.
Tabelul de mai jos prezintă duratele standard pentru
un setul de acumulatori nou. Durata de funcționare
a setului de acumulatori va rămâne constantă,indiferent de ritmul respirației dumneavoastră.
Setarea
impulsului

Un singur acumulator (8 celule) Durata
de funcționare aacumulatorului

Doi acumulatori(16 celule) Durata
de funcționare aacumulatorului

1până la 8 orepână la 16 ore

2până la 4 orepână la 8 ore

3până la 3 orepână la 6 ore

4până la 2,25 orepână la 4,5 ore

5până la 2 orepână la 4 ore

TIMP STANDARD DE REÎNCĂRCAREA ACUMULATORULUI

Timpul standard de reîncărcare completă a setul deacumulatori de la un acumulator complet descărcat
este de 3,5 ore pentru un singur acumulator și de6 ore pentru doi acumulatori.
Notă: Este posibil ca acumulatorul să nu înceapă
inițial încărcarea dacă setul de acumulatori a fostcomplet descărcat.

DURATA DE FOLOSIRE A
ACUMULATORULUI

Acumulatorii FreeStyle Comfort sunt proiectați
să reziste la 300 de cicluri de încărcare/descărcare.

FreeStyle Comfort
Alimentare CA și CC
FreeStyle Comfort este dotat standard cu sursede alimentare cu curent alternativ și continuu.
Sursa de alimentare cu curent alternativ includeurmătoarele:	a. Acumulator pentru alimentare cu curent
alternativ care funcționează între 100-240 volți,50-60Hz.
	b. Cablu de alimentare CA pentru conectarea
la acumulatorul de alimentare și la priza
CA corespunzătoare.

Sursa de alimentare de curent continuu constă
într-un cablu care se conectează direct la unitate
și la priza cu curent continuu.
2. Conectați cablul de alimentare cu curent
alternativ la acumulatorul pentru alimentare cu
curent alternativ.

ALIMENTAREA CU CA

Alimentarea cu curent alternativ este destinată
utilizării acasă sau oriunde este disponibilă o priză cu
curent alternativ standard. FreeStyle Comfort este pe
deplin funcțional cu alimentare cu curent alternativ.
De asemenea, FreeStyle Comfort va reîncărca setulde acumulatori de fiecare dată când este disponibilă
o sursă de curent alternativ (cu excepția zborului
cu avionul). Setul de acumulatori se va reîncărca
indiferent dacă FreeStyle Comfort este pornit sau oprit.
AVERTISMENT: NU CONECTAȚI
ALIMENTAREA EXTERNĂ FĂRĂ UN
SET DE ACUMULATORI INSTALATÎN CONCENTRATORUL DE OXIGEN.

3. Conectați capătul opus al cablului de alimentare
cu curent alternativ la perete sau la o altă priză
electrică adecvată.

Pentru a conecta FreeStyle Comfort la rețeaua
de curent alternativ:
1. Conectați acumulatorul pentru alimentare
cu curent alternativ la intrarea conectoruluide alimentare din partea din față, în partea
dreaptă jos a FreeStyle Comfort. Asigurați-văcă împingeți spre interior, astfel încât conexiunea
să fie sigură.

PN MN232-23 L | Manual de utilizare RO - 17

FreeStyle Comfort
4. Porniți FreeStyle Comfort prin apăsareabutonului de pornire și selectați setările debituluiprescrise utilizând butoanele de creștere (+) sau
de reducere (-) a debitului.

Notă: Dacă acumulatorul trebuie reîncărcat,
pictograma acumulatorului de pe afișaj va avea
o singură bară portocalie.

ALIMENTAREA CU CC

Alimentarea cu curent continuu este destinată utilizării
în prizele pentru accesorii ale automobilelor, bărcilor
sau ale altor autovehicule. FreeStyle Comfort este pe
deplin funcțional pentru utilizarea cu curent continuu.
De asemenea, FreeStyle Comfort va reîncărca setulde acumulatori, dacă este necesar, de fiecare dată cândeste disponibilă o sursă de curent continuu. Setul deacumulatori se reîncarcă atât dacă unitatea este oprită,cât și dacă este pornită și în curs de utilizare.
AVERTISMENT: NU CONECTAȚI
ALIMENTAREA EXTERNĂ FĂRĂ UN
SET DE ACUMULATORI INSTALATÎN CONCENTRATORUL DE OXIGEN.
1. Porniți autovehiculul.
2. Conectați sursa de alimentare cu curent continuu
la receptorul portului de alimentare din partea
frontală, în partea dreaptă jos a FreeStyle
Comfort. Asigurați-vă că împingeți spre interior,astfel încât conexiunea să fie sigură.

3. Conectați capătul opus al cablului de alimentare
de curent continuu la priza auto sau la o altă priză
pentru accesorii de curent continuu.
18 - RO PN MN232-23 L | Manual de utilizare

4. Porniți FreeStyle Comfort prin apăsareabutonului de pornire și selectați setările debituluiprescrise utilizând butoanele de creștere (+)
sau de reducere (-) a debitului.
ATENȚIE: Pentru a preveni un posibil
incendiu sau supraîncălzirea, asigurațivă că priza de alimentare CC de 12 V nuconține reziduuri și că fișa adaptorului
sursei de alimentare de curent continuu
se potrivește corect și se fixează
corespunzător.
ATENȚIE: Suprafețele metalice ale sursei dealimentare CC se pot ÎNCINGE atunci când suntutilizate din cauza curentului ridicat. Acordați
suficient timp pentru ca suprafețele să se răcească
înainte de a le atinge.
ATENȚIE: Nu utilizați sursa de alimentare CC cu
prelungitoare, splitere sau adaptoare. Utilizarea deaccesorii neaprobate poate duce la supraîncălzirea
sau deteriorarea acestora.
ATENȚIE: Conectarea dispozitivului la o priză
de alimentare CC de 12 V poate consuma complet
bateria vehiculului dacă motorul nu este pornit,
chiar dacă dispozitivul este oprit.
ATENȚIE: Nu porniți un vehicul în timp ce sursade alimentare CC este conectată.

FreeStyle ComfortCurățare, îngrijire și întreținere
de rutină
ÎNTREȚINERE DE RUTINĂ

Întreținere preventivă
Dispozitivul nu necesită întreținere. Filtrele dininteriorul dispozitivului sunt destinate să reziste
pe parcursul întregii durate de funcționare adispozitivului. Dacă dispozitivul nu funcționează
corect, acesta trebuie returnat furnizorului pentru
reparații. Întreținerea componentelor interne dininteriorul dulapului FreeStyle Comfort trebuie
efectuată de către furnizorul de oxigen.
Operatorul unității este responsabil pentruurmătoarea procedură de întreținere.
• Săptămânal - Curățați filtrele de admisie a aerului
AVERTISMENT: NU ÎNCERCAȚI SĂ
DESCHIDEȚI SAU SĂ ÎNDEPĂRTAȚICAPACELE DE PLASTIC ALE CONCENTRATORULUI DE OXIGEN. UNITATEATREBUIE DESCHISĂ NUMAI DE CĂTREUN TEHNICIAN DE SERVICE CALIFICAT.

FILTRE DE ADMISIE A AERULUI

Aerul intră în FreeStyle Comfort prin filtrele deadmisie a aerului situate în partea frontală, în zonainferioară a concentratorului de oxigen. Aceste
filtre împiedică pătrunderea în unitate a prafuluiși a altor particule mari din aer.
Cel puțin o dată pe săptămână, filtrele de admisie
a aerului trebuie curățate. Furnizorul
dumneavoastră de oxigen vă poate recomanda să
le curățați mai frecvent, în funcție de condițiile
de funcționare. Urmați acești pași pentru a curăța
corect filtrele de admisie a aerului.
1. Îndepărtați cele două filtre din partea frontală
a FreeStyle Comfort împingând în sus pe fișacorespunzătoare și trăgând spre exterior.

3. C lătiți bine filtrele și îndepărtați excesul de apă cu
o cârpă moale, fără scame. Asigurați-vă că filtrele
sunt complet uscate înainte de a le înlocui.
4. Reinstalați filtrele curate și uscate.
AVERTISMENT: NU FOLOSIȚI CONCENTRATORUL DE OXIGEN FĂRĂ CA
FILTRUL DE ADMISIE A AERULUI SĂ FIE
AMPLASAT.

ÎNTREȚINEREA SETULUI DEACUMULATORI

Nu permiteți ca setul de acumulatori să fie expus
la lichide.
Nu încercați să dezasamblați sau să deschideți setulde acumulatori.
Nu expuneți acumulatorul la flăcări deschise.
Nu scăpați setul de acumulatori.
Țineți setul de acumulatori departe de copii.
Dacă setul de acumulatori pare deteriorat, contactați
furnizorul de oxigen înainte de utilizare.
Nu așezați acumulatorul în sau în apropierea unuicuptor cu microunde sau a altor aparate de gătit.

DEPOZITAREA SETULUI DE ACUMULATORI
Acumulatorul concentratorului de oxigen nu
trebuie să fie descărcat complet înainte de a fireîncărcat. Se recomandă să încărcați acumulatorul
concentratorului de oxigen după fiecare utilizare.
Nu lăsați acumulatorul într-o locație expusă lacăldură excesivă, cum ar fi în lumina directă asoarelui sau într-o mașină. Acest lucru ar putea
duce la deteriorarea performanțelor și a duratei defuncționare a acumulatorului. De asemenea, este
posibil ca acumulatorul să genereze căldură, săscoată fum, să ia foc sau să explodeze. Setul deacumulatori trebuie depozitat într-un mediu stabil,caracterizat printr-o umiditate scăzută (mai puțin
de 70% umiditate relativă) și fără gaze corozive.
Pentru a preveni ruginirea, evitați condițiile care
pot crea condens, cum ar fi fluctuațiile rapide aletemperaturii ambientale.
Pentru o perioadă de depozitare de o lună sau maimult, se recomandă o stare de încărcare descărcată
sau parțial încărcată între 50% și 75% (două până latrei LED-uri). Odată încărcat, scoateți acumulatorul
din concentratorul de oxigen.

2. Spălați ambele filtre într-o soluție de apă caldăși săpun.
PN MN232-23 L | Manual de utilizare RO - 19

FreeStyle ComfortCURĂȚAREOpriți aparatul și deconectați-l de la alimentarea
cu curent alternativ sau continuu înainte de aîncerca să-l curățați în orice fel. NU pulverizați
direct carcasa exterioară. Utilizați o cârpă umedă
sau un burete umed (nu ude). Pulverizați cârpa
sau buretele cu o soluție de curățare delicată deuz casnic pentru a curăța dulapul și sursele dealimentare. Procedați conform instrucțiunilor decurățare ale producătorului.
AVERTISMENT: OPRIȚI APARATULȘI DECONECTAȚI CABLUL DE
ALIMENTARE DE LA PRIZA ELECTRICĂ
ÎNAINTE DE A CURĂȚA APARATULPENTRU A PREVENI ȘOCURILE
ELECTRICE ACCIDENTALE ȘI
PERICOLUL DE ARSURI. NUMAIFURNIZORULUI ECHIPAMENTULUI SAU
UN TEHNICIAN DE SERVICE CALIFICATTREBUIE SĂ ÎNDEPĂRTEZE CAPACELESAU SĂ EFECTUEZE LUCRĂRI DESERVICE ASUPRA UNITĂȚII.
AVERTISMENT: TREBUIE SĂ AVEȚI GRIJĂ SĂ
EVITAȚI UDAREA CONCENTRATORULUI DEOXIGEN ȘI A SETULUI DE ACUMULATORI SAU
SĂ NU PERMITEȚI PĂTRUNDEREA LICHIDELOR
ÎN UNITATE. ACEST LUCRU POATE PROVOCA OFUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ SAU O OPRIRE
ȘI POATE CAUZA UN RISC CRESCUT DE ȘOC
ELECTRIC SAU ARSURI.
AVERTISMENT: NU UTILIZAȚI LICHID DIRECTPE UNITATE. LISTA AGENȚILOR CHIMICI CARENU AR TREBUI UTILIZAȚI INCLUDE, DAR NU
SE LIMITEAZĂ LA URMĂTOARELE: ALCOOLȘI PRODUSE PE BAZĂ DE ALCOOL, PRODUSECONCENTRATE PE BAZĂ DE CLOR (CLORURĂ
DE ETILENĂ) ȘI PRODUSE PE BAZĂ DE
PETROL. ACESTEA NU TREBUIE UTILIZATEPENTRU A CURĂȚA CARCASA DE PLASTICA CONCENTRATORULUI, DEOARECE POT
DETERIORA UNITATEA.

20 - RO PN MN232-23 L | Manual de utilizare

AVERTISMENT: CURĂȚAȚI DULAPUL, PANOUL
DE COMANDĂ ȘI CABLUL DE ALIMENTARE DOAR
CU AGENT DE CURĂȚARE DELICAT, PENTRUUZ DOMESTIC, CU O CÂRPĂ UMEDĂ (NU UDĂ)SAU UN BURETE ȘI APOI, USCAȚI TOATESUPRAFEȚELE. NU PERMITEȚI LICHIDULUI SĂINTRE ÎN CONCENTRATOR. ACORDAȚI ATENȚIE
SPECIALĂ EVACUĂRII PENTRU OXIGEN LA
CARE SE CONECTEAZĂ CANULA PENTRU A VĂ
ASIGURA CĂ NU PREZINTĂ URME DE PRAF, APĂȘI PARTICULE.
AVERTISMENT: UTILIZAȚI O CÂRPĂ SAU UN
BURETE UMED (NU UD) PENTRU A CURĂȚA
SETUL DE ACUMULATORI. PULVERIZAȚI MAI ÎNTÂIO CÂRPĂ SAU UN BURETE CU UN DETERGENTDE UZ CASNIC DELICAT ȘI CURĂȚAȚI CARCASASETULUI DE ACUMULATORI.
AVERTISMENT: NU CURĂȚAȚI CU UN SISTEM
AUTOMAT DE SPĂLARE.

ÎNLOCUIREA CANULEI

Respectați întotdeauna instrucțiunile producătorului
canulei pentru o utilizare corespunzătoare. Înlocuiți
canula nazală sau tubulatura de oxigen la fiecare
3 până la 6 luni (în cazul utilizării zilnice, 3 luni),
conform recomandărilor producătorului,conform recomandărilor producătorului canulei
sau ale furnizorului de oxigen. Medicul sau
furnizorul de oxigen vă va oferi instrucțiuni
de curățare și înlocuire.
Consumabile suplimentare pentru înlocuiresunt disponibile prin intermediul furnizorului
dumneavoastră de oxigen.

FreeStyle ComfortStări de alarmă
Nr.
prioritate

Descrierea
alarmei1AfișareSemnalacustic

Mai multe detalii/Acțiune sugerată

Defecțiune
de sistem
Temperatură
ridicată abateriei

1 bip lafiecare20 desecundeUnitatea va emite o alarmă atunci cândtemperatura acumulatorului se apropie depragul de oprire de siguranță.
Dacă se atinge pragul de oprire, unitatea seva opri. Dacă este conectată alimentarea externă, se va afișa ecranul de alarmă și alarma
acustică va continua timp de 2 minute.
Testați cu acumulatorul la temperatura
camerei. Dacă problema persistă,contactați furnizorul.

2

Defecțiune
de sistem
Temperatură
ridicată

1 bip lafiecare20 desecundeUnitatea va emite o alarmă atunci cândtemperatura internă se apropie de pragul
de oprire.
Dacă se atinge pragul de oprire, unitatea seva opri și se va afișa ecranul de alarmă, iar
alarma acustică va continua timp de 2 minute.
Asigurați-vă că nu există blocaje la niciunadintre orificiile de ventilație ale unității. Dacăproblema persistă, contactați furnizorul.

3

Defecțiune desistem Presiune ridicată
(presiune
ridicată a sistemului sau
defecțiune acompresorului)

1 bip lafiecare20 desecundeDacă se atinge pragul de oprire, unitatea seva opri și se va afișa ecranul de alarmă, iar
alarma acustică va continua timp de 2 minute.
Dacă problema persistă, contactați
furnizorul.

4

Defecțiune desistem Debit(defecțiune
a supapei
dispozitivuluide conservarea oxigenului,
obstrucție acăii pentru
gaze)

1 bip lafiecare30 desecundeDacă problema persistă, contactați
furnizorul.

5

Oprire datorată baterieidescărcate

1 bip lafiecare30 desecundeAlarme până când acumulatorul se epuizează și unitatea se oprește.
Încărcați acumulatorul.

PN MN232-23 L | Manual de utilizare RO - 21

FreeStyle Comfort
Nr.
prioritate

Descrierea
alarmei6AfișareSemnalacustic

Mai multe detalii

Nu sedetectează
respirație

1 bip lafiecare10 minuteNu a fost detectată nicio respirație timp de
15 secunde.
Se activează după prima respirație saudupă ce ecranul de încălzire se stinge,
în funcție de care survine mai întâi.
Verificați canula pentru a vedea dacă nu
sunt îndoituri sau scurgeri. Creșteți setareade sensibilitate. Dacă problema persistă,contactați furnizorul.

7Încălzireniciunul

Unitatea va porni prin autodozare pânăcând este detectată o respirație sau pânăcând se termină încălzirea, în funcție decare survine mai întâi.

8

Concentrație
scăzută

1 bip lafiecare10 minute, timpde până
la 30 deminuteDacă problema persistă, contactați
furnizorul.

9

Avertizare
de bateriedescărcată

1 bip,
fără
repetareÎncărcați acumulatorul.

10

Frecvență
respiratoriedepășită

1 bip,
fără
repetareFrecvența respiratorie depășește 40 bpm.
Dacă doza este declanșată în mod eronat,
reduceți setarea de sensibilitate. Dacăproblema persistă, contactați furnizorul.

11

Defecțiune desistem Eroareventilator

niciunulDacă problema persistă, contactați
furnizorul.

12

Defecțiune
de sistem
Presiunescăzută

niciunulDacă problema persistă, contactați
furnizorul.

13

Defecțiune
de sistem
Temperatură
scăzută

niciunulLăsați unitatea să se încălzească la temperatura camerei. Dacă problema persistă,contactați furnizorul.

22 - RO PN MN232-23 L | Manual de utilizare

FreeStyle Comfort
Nr.
prioritate

Descrierea
alarmeiInformații

AfișareSemnalacustic

Mai multe detalii

Pornire1 semnal
acustic
de informare

Ecranul se afișează la pornire și ar trebuisă auziți un semnal acustic pentru a
confirma funcționarea soneriei
Ecranul de pornire afișează revizuirea curentă a firmware-ului în colțul din dreapta jos.

Informații

Ecranul defuncționare
normală
în modul
autoSAT(fără conectarea alimentării cu curent
continuu)

niciunul

Informații

Ecranul defuncționare
normală cu
autoSAT
dezactivat(fără conectare la curent
continuu)

niciunul

Informații

Setareschimbată

1 semnal
acustic
de informare

Informații

Conectați
alimentarea
externă înstare oprită

niciunul

Informații

Conectați
alimentarea
externă înstare defuncționare

niciunul

Informații

Deconectați
alimentarea
externă înstarea oprit

1 semnal
acustic
de informareAfișează ecranul CAIRE timp de 2 secunde,urmat de starea acumulatorului și aconectării la priză timp de 5 secundeînainte ca ecranul să se închidă

Afișați ecranul CAIRE timp de 2 secundeși apoi, opriți ecranul.

PN MN232-23 L | Manual de utilizare RO - 23

FreeStyle Comfort
Nr.
prioritate

Descrierea
alarmeiAfișareInformații

Deconectați
alimentarea
externă înstarea defuncționare(cu acumulatorul montat)

1 semnal
acustic
de informare

Informații

În Standby
Mode (Modulde așteptare)- când seapasă butonul sus saujos, afișajul
arată starea
acumulatorului și aîncărcării

niciunul

Informații

Airplane
Mode (Modul
avion) pe
acumulator

1 semnal
acustic
lung

Informații

Airplane
Mode (Modul
avion) în
timp ce este
conectat lapriză

1 semnal
acusticlung

24 - RO PN MN232-23 L | Manual de utilizare

Semnalacustic

Mai multe detalii

Ecranul va fi afișat timp de 5 secunde,apoi se va opri

FreeStyle Comfort
Instrucțiuni de navigare în meniuPuteți intra în Menu (Meniu) în Standby (Modul deașteptare) sau Run mode (Modul de funcționare).
În Run Mode (Modul de funcționare), dacă apare ostare de alarmă, meniul va fi părăsit automat. Dacănu se apasă niciun buton timp de 20 de secunde,se va ieși automat din Menu (Meniu). În Standby(Modul de așteptare), este posibil să fie necesar săapăsați de două ori butonul Menu (Meniu) pentru aaprinde unitatea, apoi să intrați în Menu (Meniu).
Airplane Mode (Modul Avion)

Există patru ecrane Menu (Meniu):
1. S
 tatus screen (Ecranul de stare): Afișează numărul
de revizie al firmware-ului, timpul de funcționare,ciclurile de descărcare a acumulatorului
2. Airplane mode (Modul avion) (ON/OFF)(ACTIVAT/DEZACTIVAT)
3. Sensitivity (Sensibilitate): reglabil (1-5)
4. autoSAT (ON/OFF) (ACTIVAT/DEZACTIVAT)

Sensitivty (Sensibilitate)

autoSAT

Exemplu Status Screen (Ecran de stare)

OPERAREA SETTINGS MENU(MENIUL DE SETĂRI)Meniul Settings (Setări) este accesat prin apăsareabutonului Menu/Select (Meniu/Selectare)înmodurile Run (Funcționare) sau Standby (Așteptare).
Pentru a derula prin meniuri, apăsați

.

Status Page (Pagina de stare)

PN MN232-23 L | Manual de utilizare RO - 25

FreeStyle Comfort
STATUS PAGE (PAGINA DE STARE)
Status Page (Pagina de stare) a Freestyle Comfortarată revizuirea firmware-ului, orele de funcționareși numărul de cicluri ale acumulatorului atașat.

Pentru a anula Airplane Mode On (Activarea
modului avion), apăsați
în timp ce pictograma
CANCEL (ANULARE) este vizibilă.

Airplane Mode On (Activarea modului avion) confirmată
Status Page (Pagina de stare)

Run hours (Orele de funcționare) sunt afișate
în ore întregi.
Battery Discharges (Descărcări acumulator)
reprezintă numărul de cicluri în care acumulatorulatașat a fost consumat și reîncărcat.

AIRPLANE MODE (MODUL AVION)FreeStyle Comfort este livrat cu Airplane Mode
(Modul avion) dezactivat.

Pentru Airplane Mode off (Dezactivarea moduluiavion), repetați pașii de mai sus și comutați la
DEZACTIVAT.
Dacă apăsați
când pe ecran apare simbolul„Next” (Următorul), pagina de meniu va trece laurmătoarea opțiune de ecran.
Airplane Mode (Modul Avion) este destinat
utilizării în Run Mode (Modul de funcționare).
Airplane Mode (Modul Avion) va fi dezactivat
automat dacă unitatea este lăsată în Standby(Modul de așteptare) cu alimentare pe acumulator.
Notă: Consultați secțiunea Activate Airplane Mode
(Activarea modului Avion) pentru mai multe informații
despre Airplane Mode (Modul Avion).

Ecranul principal al Airplane Mode (Modului Avion)

Pentru a activa acest mod, apăsați
în timp ce
pictograma CHANGE (MODIFICĂ) este vizibilă.
Valoarea va trece la cuvântul albastru „ON”
(ACTIVAT).

SENSITIVITY MODE
(MODUL DE SENSIBILITATE)FreeStyle Comfort este livrat din fabrică cu osetare implicită a Sensitivity Mode (Modului desensibilitate) la 2 și nu ar trebui să necesite ajustareîn condiții normale. Setarea sensibilității poate fi
ajustată între valorile 1-5, unde 1 este cea mai puțin
sensibilă, iar 5 este cea mai sensibilă.

Airplane Mode On (Mod Avion Activat) selectat

Pentru a confirma Airplane Mode On (Activarea
modului avion), apăsați
în timp ce pictograma
SAVE (SALVARE) este vizibilă. Valoarea va trece
la cuvântul negru „ON” (ACTIVAT).
26 - RO PN MN232-23 L | Manual de utilizare

Ecranul Sensitivity Mode (Modului de sensibilitate) la setarea 2

FreeStyle Comfort
Pentru a regla Sensitivity Mode (Modul de

AUTOSAT MODE (MODUL AUTOSAT)

sensibilitate) apăsați
în timp ce pictograma
CHANGE (MODIFICĂ) este vizibilă.
Valoarea va trece la următorul număr albastru.

FreeStyle Comfort este livrat cu autoSAT Mode
(Modul autoSAT) activat.

Selectarea setării 3 a Sensitivity Mode (Modului de sensibilitate)

Pentru a confirma setarea 3 în Sensitivity Mode
(Modul de sensibilitate, apăsați
în timp ce
pictograma SAVE (SALVARE) este vizibilă.
Valoarea va trece la „3” negru.

Ecranul principal al autoSAT Mode (Modului autoSAT)

Pentru a dezactiva acest mod, apăsați
în timpce pictograma CHANGE (MODIFICĂ) este
vizibilă. Valoarea va trece la cuvântul albastru„OFF” (DEZACTIVAT).

Pentru a anula modificarea Sensitivity Mode
(Modului de sensibilitate), apăsați
în timp ce
pictograma CANCEL (ANULARE) este vizibilă.

autoSAT Mode Off (Dezactivarea Modului autoSAT) selectată

Pentru a confirma autoSAT Mode off (Dezactivarea

Modului autoSAT), apăsați
în timp ce pictograma
SAVE (SALVARE) este vizibilă. Valoarea va trece lacuvântul negru „OFF” (DEZACTIVAT).
Sensitivity Mode Setting 3 (Modul de sensibilitate setarea 3)
confirmat

Pentru a anula autoSAT Mode on (activarea
în timp ce
Modului autoSAT) apăsați
pictograma CANCEL (ANULARE) este vizibilă.

Sensitivity Mode Setting 5 (Modul de sensibilitate setarea 5)
confirmat
AutoSAT Mode Off (Modul AutoSat dezactivat) confirmatDacă apăsați
când pe ecran apare simbolul„Next” (Următorul), pagina de meniu va trece laurmătoarea opțiune de ecran.

Pentru a activa autoSAT Mode (Modul autoSAT),
repetați pașii de mai sus în timp ce comutați la
ON (ACTIVAT).
Dacă apăsați
când pe ecran apare simbolul„Next” (Următorul), pagina de meniu va trece laurmătoarea opțiune de ecran.
PN MN232-23 L | Manual de utilizare RO - 27

FreeStyle Comfort
Depanarea
Problemă

Cauză probabilă

Soluție

FreeStyle Comfort afișează
alarma și emite un semnal
acustic intermitent.

Consultați tabelul cu condiții
de alarmă.

Consultați tabelul cu condiții de alarmă.

Concentratorul de oxigen nu
pornește.

Acumulatorul este descărcat.

Alimentați unitatea prin intermediul prizei decurent alternativ sau de curent continuu.

Nu este conectat la alimentare
externă.
Defecțiune generală:Asigurați-vă că toate conexiunile externesunt sigure.
Efectuați un ciclu complet de alimentare prinscoaterea acumulatorului și deconectareaoricărei surse de alimentare externă de curent
alternativ sau continuu. Apoi, reinstalați
acumulatorul, iar ciclul de alimentare este
complet. Reconectați sursa de alimentare
externă, dacă doriți.
Contactați furnizorul dvs. de echipamenteși schimbați la o altă sursă de oxigen dacăeste necesar.

Toate celelalte probleme.

Efectuați un ciclu complet de alimentare prinscoaterea acumulatorului și deconectareaoricărei surse de alimentare externă de curent
alternativ sau continuu. Apoi, reinstalați
acumulatorul, iar ciclul de alimentare este
complet. Reconectați sursa de alimentare
externă, dacă doriți.
Treceți la o altă sursă de oxigen, dacăeste disponibilă, și contactați furnizorul
echipamentului.

Notă: Unele alarme vor determina oprirea unității.
Notă: În timpul unei întreruperi totale a alimentării cu energie electrică, sistemul de alarmă se resetează
(șterge toate alarmele anterioare) și va afișa o alarmă doar dacă starea încă mai există după restabilirea
alimentării cu energie electrică.

28 - RO PN MN232-23 L | Manual de utilizare

FreeStyle Comfort
Informații de călătorie
FreeStyle Comfort respectă orientările FAA(Administrația Federală a Aviației) privind utilizarea
la bordul aeronavelor comerciale. Înainte de oricecălătorie (cu avionul, trenul, croazieră etc.) trebuie să:• Asigurați o stare bună de funcționare
a concentratorului.
• Contactați transportatorul cu cel puțin 48 de oreînainte de plecare pentru a-l informa că vețicălători cu un FreeStyle Comfort.
Se recomandă să aveți întotdeauna acumulatori
suplimentari cu dvs. în timpul călătoriilor. În cazulcălătoriilor cu avionul, vă rugăm să lăsați o durată
de funcționare suficientă a acumulatorului pentru aține cont de timpul petrecut la sol (check-in înainte
de zbor, control de securitate etc.) și de escale. Cele
mai multe companii aeriene vă solicită să aveți unnumăr adecvat de seturi de acumulatori completîncărcate pentru a alimenta dispozitivul pentru celpuțin 150% din durata maximă estimată a călătoriei(durata zborului, timpul petrecut la sol înainte șidupă zbor, legăturile și întârzierile neprevăzute).

1. Porniți POC (Concentratorul portabil de oxigen)folosind NUMAI alimentarea cu acumulatori,
atunci când nu este conectată nicio sursă dealimentare externă.

2. Activați Airplane Mode (Modul avion) utilizând
una dintre următoarele metode:a. Urmați instrucțiunile de activare a Airplane
Mode (Modului Avion) în secțiunea Navigation
Instructions (Instrucțiuni de navigare) în Menu
(Meniu).

Notă: Dacă zburați cu avionul, se recomandă caacumulatorii suplimentari să fie transportați într-ogeantă de transport sigură.

REGLEMENTĂRILE FAA (ADMINISTRAȚIEI
FEDERALE A AVIAȚIEI)Acumulatorii de rezervă trebuie să fie protejați
individual pentru a preveni scurtcircuitele prin plasareaîn ambalajul original de vânzare cu amănuntul sau
prin izolarea în alt mod a terminalelor, de exemplu,
prin lipirea cu bandă adezivă a terminalelor expuse
sau prin plasarea fiecărui acumulator într-o pungă deplastic sau într-o pungă de protecție separată, și trebuie
transportați numai în bagajul de mână.

b. Țineți apăsate ambele butoane Up (Sus) și
Down (Jos) timp de 5 secunde până când auziți
un semnal acustic lung și vedeți simbolul avion.

ACTIVAȚI AIRPLANE MODE (MODUL AVION)
Alimentarea cu acumulatori
POC (Concentratorul portabil de oxigen) poate
fi utilizat într-o aeronavă în conformitate cu
procedurile normale de operare, folosind NUMAI
alimentarea cu acumulatori, atunci când nu este
conectată nicio sursă de alimentare externă.
Putere externă
La bordul unui avion, dacă o priză electrică este
disponibilă, funcțională și amplasată corespunzător
pentru a fi utilizată ca sursă de alimentare a POC(Concentratorului portabil de oxigen), aceasta poate
servi ca sursă de rezervă pentru acumulatorii POC(Concentratorului portabil de oxigen). În acest caz,trebuie să se urmeze următoarea procedură recomandată privind trecerea de la alimentarea pe acumulator
la alimentarea cu energie electrică a aeronavei:

3. Atunci când este afișat simbolul avion, conectați
POC (Concentratorul portabil de oxigen).

Notă: Din cauza limitărilor impuse de aeronave, acumulatorii nu se încarcă în Airplane Mode (Modul avion).

PN MN232-23 L | Manual de utilizare RO - 29

FreeStyle Comfort
Accesorii

INTRODUCEREA UNITĂȚII ÎN GEANTA
DE TRANSPORT

Pentru funcționare corespunzătoare și siguranță,folosiți doar aceste accesorii furnizate de CAIRE
prin intermediul furnizorului dumneavoastră deoxigen. Utilizarea accesoriilor care nu sunt incluseîn lista de mai jos poate afecta performanțele și/sau
siguranța concentratorului în mod negativ.

1. Introduceți unitatea în partea de jos a genții, aliniind
corect filtrele și orificiile pentru acumulatori.

Accesorii FreeStyle Comfort Standard
Geantă de transport

MI396-1

RucsacMI459-1Curea de umărMI397-1Sursă de alimentare CA(toate cablurile sunt incluse)

PW036-1S

Cablu de alimentare CC

CD041-1

Filtru extern de particule grosiere(dreapta)

FI226-1

Filtru extern de particule grosiere(stânga)

FI227-1

2. Fixați fermoarul în jurul părții inferioare a genții.

Accesorii opționale disponibile
Set de acumulatori cu 8 celule
suplimentar

BT034-1SSet de acumulatori cu 16 celule

BT035-1SÎncărcător de birou pentru setulde acumulatori

BT036-1

Geantă de transport pentru toate
accesoriile

MI372-2

Notă: Dacă apar mai sus, pot fi disponibile opțiuni
suplimentare pentru cablurile electrice specifice anumitor
țări. Contactați CAIRE sau furnizorul dumneavoastră deoxigen dacă trebuie să comandați alte variante.

Instrucțiuni privind geantade transport
Pentru a introduce și fixa FreeStyle Comfort în
geanta de transport, urmați următoarele instrucțiuni.

30 - RO PN MN232-23 L | Manual de utilizare

INSTALAREA CURELEI DE UMĂR1. Cureaua de umăr poate fi atașată fie direct launitate, fie la geanta de transport.
2. Prindeți cureaua de inelul de pe unitate saude pe geantă.

FreeStyle Comfort
Eliminare și reutilizareÎntotdeauna returnați FreeStyle Comfort, inclusiv
toate componentele, furnizorului dumneavoastră
de echipament pentru o eliminare corespunzătoare.
De asemenea, puteți contacta primăria orașului sau
a municipiului pentru instrucțiuni privind eliminarea corectă a acumulatorilor. Unitatea poate fi reutilizată de mai multe persoane, dar trebuie returnată
furnizorului de echipament pentru reprelucrare.

DEEE și RoHS
Acest simbol are rolul de a reaminti proprietarilor echipamentului că acesta trebuie transferat
la o unitate de reciclare la sfârșitul duratei defuncționare, conform Directivei privind deșeurilede echipamente electrice și electronice (DEEE).

Materiale în contact direct
cu operatorul• Carcasa concentratorului: PC/ABS• Panou de control al concentratorului: Poliester
EBG7 sau echivalent• Ieșire oxigen, duză: Aluminiu• Eticheta unității: Lexan• Conectori de cablu: Policarbonat/clorură de vinil• Cablu de alimentare: PVC, metal• Sursă de alimentare: Lexan 940 (policarbonat)• Set de acumulatori: PC/ABS• Etichete pentru setul de acumulatori, sursele
de alimentare: Film de poliester• Geanta de transport a concentratorului:
Cordura, neopren, căptușeală din nailon• Curea: Polipropilenă, acetil, vinil, cordura,
neopren

Produsele noastre vor respecta interdicția impusă de
Directiva privind substanțele periculoase (RoHS).
Acestea nu vor conține mai mult decât urme deplumb sau alte materiale periculoase.
ATENȚIE: Pentru o eliminare corectă,contactați furnizorul de echipamente sauagenția guvernamentală locală privind
instrucțiunile de eliminare.
ATENȚIE: Eliminați întotdeauna sita moleculară în
conformitate cu toate reglementările federale,
de stat și locale privind controlul mediului.

PN MN232-23 L | Manual de utilizare RO - 31

FreeStyle Comfort
Test EMC
Îndrumări și Declarația producătorului – Emisii electromagnetice
FreeStyle Comfort este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul
FreeStyle Comfort trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.
Test de emisii
Emisii RF
CISPR 11
Emisii RF
CISPR 11
Emisii armonice
IEC 61000-3-2
Fluctuații de tensiune/
emisii intermitente
IEC 61000-3-3

Conformitate
Grup 1

Mediu electromagnetic – Îndrumare
FreeStyle Comfort utilizează energia RF numai pentru funcția sa
internă. Prin urmare, emisiile sale RF sunt foarte scăzute și nu
ar trebui să cauzeze interferențe echipamentelor electronice dinapropiere.

Clasa B
Clasa A
Respectă

32 - RO PN MN232-23 L | Manual de utilizare

FreeStyle Comfort este adecvat pentru utilizarea în toate unitățile,inclusiv în unitățile casnice și în cele conectate direct la rețeaua
publică de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune carealimentează clădirile utilizate în scopuri casnice.

FreeStyle ComfortÎndrumări și Declarația producătorului – Imunitate electromagnetică

FreeStyle Comfort este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul
FreeStyle Comfort trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.
Test imunitate
Nivel test IEC 60601
Nivel conformitate
Mediu electromagnetic – îndrumare
Podeaua trebuie să fie din lemn, beton
Mediu
Contact ±8 kV
Contact ±8 kV
sau din dale de ceramică. Dacă podeaua
electromagnetic –este acoperită cu material sintetic,±15 kV descărcare±15 kV descărcareîndrumareumiditatea relativă trebuie să fie de celîn aerîn aer
IEC 61000-4-2puțin 30%.
±2 kV pentru liniile±2 kV pentru liniile
Impulsuri electrice electrice
Calitatea energiei electrice de la rețea
electricetranzitorii rapide/întrebuie să fie cea a unei unități medicale
rafaleprofesionale tipice și a mediilor de±1 kV pentru liniile
asistență medicală la domiciliu.
IEC 61000-4-4
N/A
de intrare/ieșire
±1 kV linie(linii) către
linie(linii)
Curent tranzitoriu
anormal
IEC 61000-4-5±2 kV mod comunpe liniile de curent
alternativ±1 kV linie(linii) către
linie(linii)±1 kV diferențial pe liniile de curent alternativ±2 kV mod comun peliniile de I/O în aer liber
0% UUT timp de 0,5cicluri (0°, 45°, 90°,135°, 180°, 225°, 270°,315°)

Goluri de tensiune,
0% UT timp de 1 ciclu
scurte întreruperi(0°)și fluctuații detensiune pe liniile
de alimentare de la 70% U (30% scădere
Trețea IEC 61000-4-11 a U ) timp de 25/30
Tde cicluri (0°)

0% UT timp de 250/300
de cicluri (0°)

Calitatea energiei electrice de la rețea
trebuie să fie cea a unei unități medicale
profesionale tipice și a mediilor deasistență medicală la domiciliu.

0% UT timp de 0,5cicluri (0°, 45°, 90°,135°, 180°, 225°, 270°,
Calitatea energiei electrice de la rețea
315°)
trebuie să fie cea a unei unități medicale
profesionale tipice și a mediilor de
0% UT timp de 1 ciclu
asistență medicală la domiciliu. În cazul(0°)în care utilizatorul FreeStyle Comfort
are nevoie de o funcționare continuă
70% UT (30% scădere în timpul întreruperilor de curent, serecomandă ca FreeStyle Comfort să fiea UT) timp de 25/30
alimentat de la o sursă de alimentarede cicluri (0°)
neîntreruptă sau de la un acumulator.
0% UT timp de 250/300
de cicluri (0°)

Câmpurile magnetice de frecvență
de putere ar trebui să se situeze la
niveluri caracteristice unei locații tipice
3 A/m
3 A/m
într-o unitate medicală profesionalăși în mediile de asistență medicală
la domiciliu.
NOTĂ UT este tensiunea de alimentare de la rețea înainte de aplicarea nivelului de test.
Frecvența puterii (50/60 Hz)
câmp magnetic
IEC 61000-4-8NOTĂ În unele cazuri, Freestyle Comfort se poate reseta după o descărcare electrostatică semnificativă și poate
necesita un ciclu complet de alimentare pentru a reveni la funcționarea normală. Pentru mai multe detalii, consultați
secțiunea Depanare.

PN MN232-23 L | Manual de utilizare RO - 33

FreeStyle ComfortÎndrumări și Declarația producătorului – Imunitate electromagnetică

FreeStyle Comfort este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul
FreeStyle Comfort trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.
Test imunitate
Nivel test IEC 60601
Nivel conformitate
Mediu electromagnetic – îndrumare
10 Vrms
Emisii RF
10 Vrms
Echipamentele de comunicații RF
propagate
portabile și mobile nu trebuie utilizate
150 kHz până la 80 MHz
mai aproape de nicio parte a FreeStyle
IEC 61000-4-6
Comfort, inclusiv de cabluri, decât
distanța de separare recomandată,calculată pe baza ecuației aplicabile
10 V/m
10 V/mfrecvenței emițătorului.
Emisii RF radiate 80 MHz până laIEC 61000-4-32700 MHzDistanță de separare recomandată
= 1.2 Pd
= 1.2 P = 80 MHz până la 800 MHzd= 1.2 P = 800 MHz până la 2700 MHzdunde P este puterea maximă nominală laieșire a emițătorului în wați (W) conformproducătorului emițătorului și d este
distanța de separare recomandată în
metri (m).
Intensitățile de câmp generate deemițătoarele de emisii RF fixe, așa
cum sunt stabilite de o măsurătoare
electromagnetică în locație, a trebuie să
fie mai mici decât nivelul de conformitateîn fiecare interval de frecvență. b
Interferențe pot apărea în vecinătatea
echipamentului marcat cu următorul
simbol:NOTA 1 La 80 MHz și 800 MHz, se aplică intervalul de frecvență superior.
NOTA 2 Este posibil ca aceste instrucțiuni să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbția și reflectarea din structuri, obiecte și persoane.
aIntensitățile de câmp generate de emițătoarele fixe, precum stații de bază pentru telefoane (celulare/fără fir) șiechipamente radio terestre mobile, echipamente de radio amatori, echipamente de emisie radio în benzile AM și
FM și de emisie TV nu pot fi prezise teoretic cu acuratețe. Pentru evaluarea mediului electromagnetic generat deemițătoarele de emisii RF fixe, trebuie avută în vedere o măsurătoare electromagnetică în locație. Dacă intensitatea
câmpului măsurată în locația în care este utilizat FreeStyle Comfort depășește nivelul aplicabil de conformitate
RF de mai sus, FreeStyle Comfort trebuie monitorizat pentru a verifica funcționarea normală. Dacă se observă
performanțe anormale, este posibil să fie necesare măsuri suplimentare, cum ar fi reorientarea sau relocarea
FreeStyle Comfort.
bÎn gama de frecvențe 150 kHz - 80 MHz, intensitățile de câmp trebuie să fie mai mici de 10 V/m.

34 - RO PN MN232-23 L | Manual de utilizare

FreeStyle Comfort
Sunt recomandate distanțe de separare între echipamentele de comunicații
RF portabile și mobile și FreeStyle Comfort

FreeStyle Comfort este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic în care perturbațiile RF radiate suntcontrolate. Clientul sau utilizatorul FreeStyle Comfort poate contribui la prevenirea interferențelor electromagneticeprin menținerea unei distanțe minime între echipamentele de comunicații RF portabile și mobile (emițătoare)și FreeStyle Comfort, conform recomandărilor de mai jos, în funcție de puterea maximă de ieșire a echipamentuluide comunicații.
Putere maximă laDistanță de separare conform frecvenței emițătoruluiieșire nominală amemițătorului
150 kHz până la 80 MHz
80 MHz până la 800 MHz
800 MHz până la 2,5 GHz= 1.2 P= 1.2 P= 1.2 P
d
d
d
W
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
Pentru emițătoarele cu valoare nominală a puterii maxime la ieșire care nu sunt incluse în lista de mai sus, distanța
de separare recomandată d în metri (m) poate fi estimată folosind ecuația aplicabilă frecvenței emițătorului,
unde P este puterea maximă la ieșire a emițătorului în watt (W) conform producătorului emițătorului.
NOTA 1 La 80 MHz și 800 MHz, se aplică distanța de separare pentru intervalul de frecvență superior.
NOTA 2 Este posibil ca aceste instrucțiuni să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică esteafectată de absorbția și reflectarea din structuri, obiecte și persoane.

Clasificare

Tip de protecție împotriva șocurilor electrice:
Clasa II	Protecția împotriva șocurilor electriceeste realizată prin dubla izolare.
Grad de protecție împotriva șocurilor electrice:	Tip BF Echipamente care asigură un anumit		grad de protecție împotriva șocului		electric în ceea ce privește		1) curentul scurs permis;		2) fiabilitatea împământării de protecție
		(dacă este prezent).
		Nu este conceput pentru aplicare
cardiacă directă.
Testare independentă privind Standardul pentru
Echipamente Electrice Medicale:	Testat pentru a fi în conformitate cu• IEC 60601-1 ediția 3.1: Partea 1 Cerințe
generale de securitate.
• CAN/CSA C22.2 Nr. 60601-1-8 ediția 2.1,
Echipament electric medical - Partea 1:
Cerințe generale de siguranță.
Protecție împotriva potențialelor interferențe
electromagnetice sau de altă natură între
echipament și alte dispozitive.
• Testat pentru a fi în conformitate cu EN 60601-1-2
	/IEC 60601-1-2: Ediția a 4-a.

	• Testat pentru a fi în conformitate cu RTCA/
DO160
	Secțiunea 21 Categoria M.
• CISPR 11 / EN 55011 Clasa B Grupa 1,
	„Echipament Industrial, științific și medical(ISM)ˮ• FCC Partea 15, subpartea B - Clasa B
	Radiatoare neintenționate
IP22 - Protecție împotriva pătrunderii degetelor sau
a obiectelor similare cu diametrul mai mare de
12,5 mm. Apa care picură pe verticală nu trebuiesă aibă niciun efect dăunător atunci când carcasa
este înclinată la un unghi de 15° față de poziția
sa normală.
Metodă permisă de curățare și control al infecțiilor:Vă rugăm să consultați secțiunea „Curățarea,îngrijirea și întreținerea corespunzătoare” dinacest manual de utilizare a FreeStyle.
Grad de siguranță a utilizării în prezența gazelor
anestezice inflamabile:	Echipamentul nu este adecvat pentru astfel
de utilizare.
Mod de utilizare: Funcționare continuă.
PN MN232-23 L | Manual de utilizare RO - 35

www.c a ire inc .c om

CAIRE Inc.
2200 Airport Industrial Dr., Ste 500
Ball Ground, GA 30107 SUA
Medical Product Services GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germania
Tel.: +49 (0) 6442-962073
E-mail: info@mps-gmbh.eu
Accumed Sagl Viale
Serfontana 106834 Morbio InferioreElveția
CAIRE și CAIRE Inc. sunt mărci comerciale înregistrate ale CAIRE Inc.
Vă rugăm să vizitați site-ul nostru de mai jos pentru o listă completă amărcilor comerciale. Mărci comerciale: www.caireinc.com/corporate/trademarks/.
© Copyright 2024 CAIRE Inc. Toate drepturile rezervate. CAIRE Inc.
își rezervă dreptul de a înceta furnizarea produselor sale sau de a modificaprețurile, materialele, echipamentele, calitatea, descrierile, specificațiile
și/sau procesele pentru produsele sale, în orice moment, fără înștiințare
prealabilă și fără alte obligații sau consecințe. Toate drepturile care nu au
fost menționate în mod expres aici sunt rezervate, după caz.

|MN232-23-LC~
10 septembrie 2024

PN MN232-23 L