プリメス社レーザビームプロファイラ

高出力レーザ解析 スキャンタイプ

FocusMonitor FM+

フォーカスモニタ エフエムプラス

汎用性に優れたパワフル機能搭載
さらなるハイパワーレーザ計測へ高出力密度レーザの解析に最適な計測器です。集光レーザのビーム特性が測定可能で、集光ビームの焦点位置、BPP、M2など、集光レーザのビーム特性を計測

プリメス社の最新レーザビームプロファイラFocus-

します。インテグレートされたz軸駆動により最大4レイこれからのレーザ計測における課題に対応すべく改良、ISOスタンダード準拠のレーザビーム計測が容易になり

Monitor FM+(フォーカスモニタ エフエムプラス)は、開発されました。
レーザビームの絶対的な品質に関して広範囲にわたって考慮され設計されています。

リー長までのコースティク全体の自動測定が可能な為、ます。

世界的に成功したFocusMonitor FM (フォーカスモニタ )レーザ溶接、切断、表面処理などのアプリケーションにをさらに改良し、FMシリーズの最新モデルとしてFM+ができる限り完璧な計測機能が求められています。

要求を満たす新しいエレクトロニクスデザインと時代を使用される加工用レーザは、これらすべてを実現するためプリメス社の最新機種FocusMonitor FM +は、あらゆるレーザに対応し、その独自技術により汎用性に優れ、卓越した機能を搭載しただけでなく、簡単に交換可能な測定チップとディテクタを装備しています。

FocusMonitor FM +は、集光エリアやデフォーカスエリアにおいても計測が可能です。加工用ハイパワーレーザや開発されました。現在および将来の信号処理に対する先取りする16ビットADコンバータを搭載したマザーボードを採用しました。

イーサネット インターフェースにより、高速かつ安全にコンピュータまたはシステムコントローラにデータ転送可能です。新メカニカルデザインにより追加部品なしで上下逆さまにFM+の設置もできます。

販売代理店 | 株式会社インテック〒167-0043 東京都杉並区上荻2-39-17 上荻マルモビル101 https://www.intech-jp.com
販売元 | PRIMES Japan 株式会社 | https://www.primes.de/ja/

TEL 03-3301-9671

Email sales@intech-jp.com
Rev.6.61レーザビームプロファイラ FocusMonitor FM+

フォーカスモニタ 測定原理

FocusMonitor FM +は、特殊な測定チップでレーザビームをスキャンする光学機械式スキャンタイプのレーザ計測システムです。レーザビームの一部を通過させる小さな穴（通常直径：約20 µm）が備わっています。

穴を通過したレーザビームの一部は2つの反射ミラーで反射され、使用するレーザパワーと波長に応じて選択され設定されたディテクタに導かれます。

最適な測定チップと対応するディテクタを選択するだけでさまざまなレーザ光源とシステムを計測できます。

回転する測定チップの高速回転速度により、高出力密度のレーザビーム解析が容易になります。

搭載されているADコンバータのダイナミクスにより、非常に革新的な測定原理FS³を採用高いSN比が得られます。非常に低い強度のビームでも、高いピーク強度のレーザ同様に高精度で測定表示されます。その為に、ISO 11146に従って少なくとも4レイリー長にわたって焦点近傍のコースティクを自動的に測定することが必要です。

高出力密度計測に対応
画期的な最新技術

フォーカスモニタFM+シリーズの最新イノベーションとして、プリメス社では高出力密度のビームプロファイル計測用にFocusMonitor FM + HPD (High Power Density)をラインナップしています。

継続的な開発と新しい測定原理FS³の特別な設計により、最大50MW/cm2までの高出力密度のレーザビームを計測および評価することが可能になりました。

100μm〜1200μmのビーム径の評価が可能です。

FocusMonitor FM + HPDの革新的な設計と新機能によりレーザ波長1.0〜1.1μmのレーザ計測に対応します。

FocusMonitor FM + HPDでプロファイル計測を行えば、非点収差ビーム異なるZ位置でのフォルスカラー表示

例えばレーザ切断アプリケーションなど、これまで評価が困難であったパワーレンジにおいても、画期的なレーザビームのコースティク解析を実現します。

販売代理店 | 株式会社インテック〒167-0043 東京都杉並区上荻2-39-17 上荻マルモビル101 https://www.intech-jp.com
販売元 | PRIMES Japan 株式会社 | https://www.primes.de/ja/

TEL 03-3301-9671

Email sales@intech-jp.com
Rev.6.62

レーザビームプロファイラ FocusMonitor FM+

さらに強化された高機能最新レーザ解析ソフトウェアLDS

プリメス社の最新レーザ解析ソフトウェアLDS (LaserDiagnosticsSoftware）
により、FM +は従来より、はるかに豊富な機能を搭載しています。

さらにイーサネット接続によりデータ転送が高速化し、ビーム強度分布、ビーム位置、ビームサイズの全自動/半自動/手動測定が可能になりました。高分解能で自由選択可能なROI(対象領域)で計測値を記録できます。

より高いダイナミクスにより、SN比が小さい場合でもビームサイズを計測できます。

ビームウエスト径、拡がり角、レイリー長、ビーム品質係数

M2などのパラメータも、LDSを使用して計測できます。

マルチスポット構成の強度分布の測定は、特別なLDSプラグインによって可能になります。マルチスポットレーザシステムの重要性が増していることを考慮すると、これは最新ソフトウェアLDSの高い応用性と柔軟性の一例と言えます。

測定プレーン数(面数)は自由にプログラムでき、通常は11〜21プレーンです。完全な測定データと計算結果を保存して後で使用可能、過去に定義した基本データと比較することができます。

取り付け簡単な測定チップとディテクタの組合せでさまざまな波長でも測定可能

ディテクタと回転する測定チップは、わずか数分で簡単に交換可能です。さまざまな光源、拡がり角、波長に最適な測定チップとディテクタのセット全体を自由に使用できます。EEPROM内蔵のディテクタは、LDSソフトウェアとシームレスな接続を可能にします。ディテクタのトリガと測定ウィンドウのサイズは、ソフトウェアを使用してプロ

FM + および最新レーザ解析ソフトウェアLDS(LaserDiagnosticsSoftware)の代表的な測定結果

ディテクタと測定チップの最適な組合せ
CO2 レーザ ( 波長帯域：9 – 12 µm)
DFCM+ パイロエレクトリックディテクタとCO2 ハイパワー測定チップ

固体レーザ( 波長帯域：400 – 1100 nm)
高ダイナミックレンジと自動シグナルアジャストメント機能を有する DFY-PS+ を使用( 波長帯域：1 – 1.7 µm)
DFIG-PS+ を推奨します。
一般的に NIR high div 測定チップを組合せ計測
拡がり角の大きいダイオードレーザ用の測定チップもありオプション

特殊調整ディテクタ：
例えば、SN 比感度の最適化測定チップの感度調整

レーザパワー測定：
レーザビーム解析中にレーザパワーがほとんど吸収されないため PowerMonitor ( パワーモニタ )などのパワーメータと FM + 併用を推奨。
併用することにより、コースティック測定に加えレーザパワーも同時に測定可能、レーザ光を安全に吸収。
FM + および最新レーザ解析ソフトウェア LDS(LaserDiagnosticsSoftware) の代表的な測定結果グラムできます。

販売代理店 | 株式会社インテック〒167-0043 東京都杉並区上荻2-39-17 上荻マルモビル101 https://www.intech-jp.com
販売元 | PRIMES Japan 株式会社 | https://www.primes.de/ja/

TEL 03-3301-9671

Email sales@intech-jp.com
Rev.6.63レーザビームプロファイラ FocusMonitor FM+
フォーカスモニタ仕様

FM+

TECHNICAL DATA
測定パラメータ

スタンダード / Standard

M EA S U R EM EN T PA RA M E T E RS

パワーレンジ / Power range

30 – 25,000 W

波長帯域 / Wavelength range

FM+HPD

高出力密度 / HighPowerDensity
100 – 25,000 W

0.4 – 1.6 µm 及び 9 – 12 µm

1.0 - 1.1 µm (その他の波長は要相談)

CO2 (10.6 µm) :30 MW /cm2
Nd:YAG (1,000 – 1,100 nm) : 10 MW/cm2
VIS (515 – 550 nm) :5 MW /cm2
ダイオード (400 – 1,000 nm)： 1 MW/cm2

NIR : 50 MW /cm2

集光位置 x, y, z / Focus position x, y, z

○

○

M

○

○

ビーム径(代表値) / Beam dimension, typ.
最大パワー密度*測定チップの交換により、右記の波長帯域に対応
Max. power density at different measuring tips

決定パラメータ

100 – 3,000 µm (オプション 最大5,000 µm)

D ET ERM I N ED PA RA M ET ERS

焦点半径 x, y / Focus radius x, y2○

測定レイリー長 (代表値) / Measured rayleigh length, typ.

28 mm

1プレーン(1面)あたりの測定時間*分解能、回転速度、測定ウィンドウの位置など
測定パラメータに依存
Measurement time per plane dependent on measured
parameters (like resolution, rotation speed, position ofmeasuring window)

5 秒 – 40 秒

ビーム強度分布 / Power density distribution

ラインスキャン Linescan

デバイス パラメータ○28 mm

2D, 3D2D, 3D

5 秒 – 40 秒

オプション optional

オプション optional

8 x 8 mm
(オプション 12 x 12 mm / 24 x 12 mm )8 x 8 mm
(オプション 12 x 12 mm / 24 x 12 mm)

0.1 x 0.1 – 8 x 8 mm (分解能 64px)(at 64 pixel resolution)

0.1 x 0.1 – 8 x 8 mm (分解能 64px)(at 64 pixel resolution)

D EV I C E PA RA M ET ERS

ワーキングレンジ x-y / Working range x-y
ワーキングレンジ z / Working range z

測定ウィンドウサイズ / Measurement window sizes
分解能 / Resolution

100 – 1,200 µm

120 mm32 x 32 px – 1,024 x 1,024 px

120 mm32 x 32 px – 1,024 x 1,024 px

回転速度 / Rotation speed

1,875 / 3,750 / 7,500 min

1,875 / 3,750 / 7,500 minー1

電源 / Power supply

24 V DC ± 5 %, 最大3.5 A

24 V DC ± 5 %, 最大3.5 A

最大圧力 / Max. pressure

代表値 0.5 bar (オプション)

代表値 0.5 bar (オプション)

供給データ

S U PPLY DATA

保護ガス（水と油を含まず)
Protective gas (water and oil free)通信

COM M U N I C AT I O N

インターフェース / Interfaces

ー1

ヘリウム / 窒素 /アルゴン
Helium, nitrogen or argon

Ethernet, RS485

ヘリウム / 窒素 /アルゴン
Helium, nitrogen or argon

Ethernet, RS485

トリガ ディレイ ポート / Trigger-delay port

オプション

オプション

寸法 (L x W x H) / Dimensions (L x W x H)

280 x 242 x 218 mm

280 x 242 x 218 mm

寸法・重量

DI M EN S I O N S A N D W EI G H T

重量 / Weight (approx.)

環境条件

約8.5 kgE N V I R O N M EN TA L CO N D I T I O N S

約8.5 kg

動作温度範囲 / Operating temperature range

15 – 40 °C

15 – 40 °C

基準温度 / Reference temperature

22 °C

22 °C

保管温度範囲 / Storage temperature range

許容相対湿度（非結露）Permissible relative humidity (non-condensing)5 – 50 °C

10 – 80 %販売代理店 | 株式会社インテック〒167-0043 東京都杉並区上荻2-39-17 上荻マルモビル101 https://www.intech-jp.com
販売元 | PRIMES Japan 株式会社 | https://www.primes.de/ja/

5 – 50 °C

10 – 80 %TEL 03-3301-9671

Email sales@intech-jp.com
Rev.6.64