ION F LU X™

ハイスループット・オートパッチクランプシステム

イオンチャネルのスクリーニングにプレートリーダーのシンプルさをご提供致します。

F LUXION BIOSCIENCES

lonFlux動作原理

F LUXION BIOSCIENCES

lonFluxMercury

IonFlux 動作原理

IonFluxMercury

IonFluxは、SBS標準ウェルプレートの底にある、ミクロンスケールの流体チャネルを埋め込める、革新的なウェルプレートマイクロ流路の技術を駆使しています。このアプローチにより、今研究室にある機器と同様に、ウェルプレートを使う様な感覚で、便利さを提供します。同時に、イオンチャネルの研究を行う為の、高度な機能性と柔軟性を提供します。

イオンチャネル測定におて、前例のないシンプルさとスピードを実現

ウェルプレートマイクロ流体工学

IonFluxシステムは、世界中の産業界や学術研究所で、複雑なリガンド・ボルテージゲートチャネルの分析に使用されています。操作は非常に簡単で、時間短縮が可能です。独自のマイクロ流路プレートは、並列した柔軟な液体制御や連続フローなど、非常に優れた特性を持っています。IonFluxはプレート内だけで細胞の反応を記録し溶液の交換が出来る、唯一のシステムです。IonFlux Mercuryは、オートパッチクランプシステムの中で、次世代の代表なシステムです。
新たな特徴としては、

1. 細胞と化合物は、ウェルプレートに加えます
各IonFluxプレートには、一連の「実験パターン」が含まれています。
各「実験パターン」は、12個のウェルで構成され、8個の化合物用ウェル、2個の細胞捕捉用ウェル、そして２個の細胞注入・排出用ウェルがあります。細胞は注入用ウェルに、細胞内液は捕捉用ウェルに入れ、8種類の化合物或いは一連の濃度を、化合物用のウェルの中に入れます。

2. 細胞はアンサンブルアレイで捕捉されます
細胞は、機器からの圧力で主流路を流れます。
20個の細胞のアンサンブルが、パッチピペットに似た小さな流路に捕捉されます。「実験パターン」につき、20個の細胞群が2セットあり、両方が8つの化合物の同じグループに暴露されます。データの信頼性をより高める為に、
8データポイントを、正副２つ提供しています。

最速・最小・完全統合型
次世代オートパッチクランプシステム

実験パターン

主流路

８個の化合物流路
２個の細胞捕捉ゾーン

溶液交換を高精度化：IonFluxシステムは、複雑なリガンドゲートチャネルの測定に必要な、灌流と素早い液体交換を提供します。IonFlux Mercuryは、灌流コントロールと懸濁液の排出をより高精度にし、能力を強化しました。
統合型と遠隔操作：IonFlux Mercuryは、強力な専用内蔵コンピューターと操作用のシンプルなタッチスクリーンを搭載しています。またシステムは、遠隔で他のコンピューターからも制御可能で、アクセス困難な部屋やHTSセンターの統合を容易にします。
広範なデータの記録：IonFlux Mercuryは、PAM効果、感度リカバリー、オープンチャネルブロックなど、大規模なリガンドゲートチャネルの測定に対して、更に優れたプラットフォームを提供します。極めて膨大なデータの一括処理、連続的に長時間記録する事が可能です。
温度制御：温度調整は、ソフトウェアで簡単に制御可能で、強力なポジティブフィードバックシステムが、全てのMercuryシステムに標準装備されています。

カレントクランプ：IonFlux Mercuryは、ボルテージ・カレントクランプの両方に適用可能で、測定において優れた柔軟性を提供します。

3. 電流は、各アンサンブルから記録されます
機器からの電極が、20個の細胞アンサンブルそれぞれに接触する様に、流体の中に置かれます。別々のパッチクランプアンプを使って、20個の細胞のグループから、電流が測定されます。全ての20個の細胞を流れる電流の平均値を求めるので、この方法は高い成功率を達成します。
化合物は、間にある物全てを洗い流し、全ての細胞に適用されます。このシステムは、高速作動するイオンチャネルからの記録を容易にする、連続記録法を使用しています。

23

lonFluxMercury

F LUXION BIOSCIENCES

柔軟なシステム
IonFlux Mercuryは、16チャンネルのアンプが標準装備され、IonFlux Mercury HTには、4倍の処理能力として64チャンネルのアンプが標準装備されています。システムは、ハイスループットスクリーニン
グセンターで使用できるように、簡単に積み重ね可能で、オプションで自動化する事も可能です。

サイズデザインアンプのチ ャネル数
最大サンプリングレート
最大スイープ時間 (0.5 kHz)
温度制御
プレートフォ ーマット
電極数
カレントクランプ
実験数／プレート
記録数／実験
操作方法
ソフトウェアOS

IonFlux Mercury

IonFlux Mercury HT

50 cm x 50 cm x 25 cm
ベンチトップ
1620 kHz
300 s
周辺温度から40℃
SBS標準96ウェル
20, 1
○
82
ﾀｯﾁｽｸﾘｰﾝ, 遠 隔操作
統合型
Windows 10-64bit

50 cm x 50 cm x 25 cm
ベンチトップ
6420 kHz
300 s
周辺温度から40℃
SBS標準96ウェル
20, 1
○
32
2
ﾀｯﾁｽｸﾘｰﾝ, 遠隔操作
統合型
Windows 10-64bit

IonFluxソフトウェア

Setup モジュール
Setupモジュールは、プレートの配置や化合物の識別を、素早く構成することが可能です。
実験の順序は、シンプルなグラフィカルインタフ
ェースを使って作成し、電圧プロトコルや化合物を加えるタイミングも、簡単に制御可能です。

Runtime モジュール
Runtimeモジュールは、実験を視覚化する事が可能で非常に便利です。実験中にリアルタイムで、掃引線を確認可能です。R-tとI-tのグラフは、全ての記録チャネルで表示されます。

直感的なデザインで生産性を向上
IonFluxのソフトウェアは、複雑なイオンチャンネル実験の設定・実行・分析を簡単に行うことが可能です。
シンプルなグラフィカルインタフェースと、直感的なワークフローで、ユーザーは直ぐに使い始め、生産性を向上することが可能です。

4

タッチスクリーンモード

Data Analysis モジュール

タッチスクリーンモードは、最低限必要な設定項目や波形などを表示して、非常に簡単に使用することができます。詳細設定を行う場合は、ボタン一つで標準モードに戻すこともできます。

Data Analisysモジュールは、現在の特性と化合物の薬理作用を、再検討したり分析するのを容易にします。データは、簡単に一般的なデータベースソフトウェアに、エクスポートすることが可能です。

5

lonFluxPlates

F LUXION BIOSCIENCES

IonFluxPlates

シングルセル・アンサンブルセルの記録
IonFluxのプレートには、2つの異なるプレートデザインがあります。

プレート内で溶液を交換可能
ユニークなマイクロ流路デザイン

・シングルプレート：ホールセルパッチクランプ・ギガオームシールの技術を使用して、単一細胞の完全な電圧/電流クランプが可能です。自動システムの柔軟性を提供しつつ、マニュアルパッチクランプの状態を再現します。
・アンサンブルプレート：シングルプレートと同様に、ホールセルパッチクランプの技術を使います
が、同時に20個の細胞を捕捉し、安定性とスループットに優れています。

シンプルで直感的なプレートデザイン
IonFluxのプレートは、オートパッチクランプ分析の為に、IonFluxシステム専用にマイクロ流路でデザインされています。SBS標準ウェルプレートフォーマットとして組み込まれて、自動化された分注器と互換性があります。IonFluxシステムの構成に対応した、マルチプレート型もあります。プレートのウェルには、それぞれ専門の機能があり、化合物のCOMPOUNDSウェル、細胞を捕捉するTRAPウェル、細胞を注入するINLET ウェル、細胞を排水するOUTLETウェルで構成されています。

全てのIonFluxシステムは、ハードウェアの変更なく、どちらのプレートも使用する事が可能です。

プレートは、実験のパターンによって分かれます。
各々のパターンには、特定のウェルが含まれます。
・2つの独立した細胞捕捉用のTRAPウェル：細胞内液が加えられます。
・細胞を注入するINLETウェル：細胞外液と細胞を加えます。
シングルプレート・細胞を排水する OUTLET ウェル：懸濁液用のウェルとなります。

実験パターン

・8つの独立した化合物用のCOMPOUNDSウェル：
異なる化合物、同じ化合物の異なる濃度勾配など、どの様な組み合わせでも、溶液を加える事が可能です。
IonFluxのソフトは、これらの化合物ウェルの、放出やタイミングを、完全にコントロールする事が可能です。

プレートフォーマット

実験パターン

6910-0054

910-0058

910-0055

910-0059

タイプ

アンサンブ ル

シングル

アンサンブ ル

シングル

互換性

IonFlux 16

IonFlux 16

IonFlux HT88

IonFlux HT641
322

1201

ウェル
記録数 / プレート

IonFluxのプレートには、2つの異なるプレートフォーマットがあります。96個のウェルプレートは、16チャンネルのアンプを持つ全てのIonFluxシステムに使用され、384個のウェルプレートは、64チャンネルの.
アンプを持つ全てのIonFluxシステムに使用されます

IonFlux16プレート（8個の実験パターン）Part Numbers

アンサンブルプレー ト

記録パターン / プ レート
記録数 / 記録パターン
ホール数 / ト ラップ

96
162

20

96
162

3842384
64
322

IonFluxHTプレート（32個の実験パターン）7