モデル3325
バイポテンショスタット
取扱説明書

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
Ver.202212

目次

目次
1章 はじめに
1-1.
紹介
1-2.
電気化学テクニック
1-3.
必要なシステム構成
1-4.
ハードウェア仕様
2章 基本情報
2-1.
更新情報について2-2.
仕様の変更について
2-3.
搬送時の破損
2-4.
製品保証
2-5.
サービス情報2-6.
ソフトウェアの保証について
3章 セットアップ
3-1.
出荷製品の確認3-2.
ソフトウェアのインストール
3-2-1. Windows11(x64)、Windows10(1803) (x64,x86)以降
3-2-2. Windows10(1803) (x64,x86)以前
3-3.
装置のセットアップ
3-4.
動作確認
3-5.
測定準備
3-6.
セルコントロール端子
4章 ファイルメニュー
4-1.
開く
4-2.
名前を付けて保存
4-3.
削除
4-4.
データファイル一覧
4-5.
テキストに変換
4-6.
テキストファイル形式
4-7.
テキストファイルをインポート
4-8.
印刷
4-9.
多重ファイル印刷
4-10. 印刷設定
4-11. 終了
5章 セットアップメニュー
5-1.
テクニック選択
5-1-1. スィープテクニック (LSV、CV)
5-1-2. アンペロメトリーテクニック (i-t)
5-1-3. オープンサーキットポテンシャル - 時間 (OCPT)
5-2.
パラメータ設定
5-2-1. サイクリックボルタンメトリーのパラメータ
5-2-2. リニアースィープボルタンメトリーのパラメータ
5-2-3. アンペロメトリー i-t 曲線のパラメータ
5-2-4. オープンサーキットポテンシャル - 時間のパラメータ

1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
6
7
11
12
13
13
13
14
15
16
17
20
20
21
21
22
23
23
24
26
27
28
29
31
32
33

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
Ver.202212

5-3.
システムセットアップ
5-4.
ハードウェア－テスト
6章 コントロールメニュー
6-1.
測定
6-2.
待機 / 再開
6-3.
測定停止
6-4.
スキャン反転
6-5.
測定状況
6-6.
繰り返し測定6-7.
マクロコマンド
6-8.
Open Circuit Potential
6-9.
フィルター設定
6-10. セル
6-11. ステップファンクション
6-12. 前処理
6-13. 回転ディスク電極制御
6-14. その他コントロール
6-15. ストリッピングモード
7章 グラフィックスメニュー
7-1.
現在のデータプロット
7-2.
新規重ね書きプロット
7-3.
データを重ね書きに追加
7-4.
重ね書きの再プロット
7-5.
重ね書きの管理7-6.
新規パラレルプロット
7-7.
データをパラレルに追加
7-8.
パラレルの再プロット
7-9.
パラレルの管理7-10. ズーム
7-11. マニュアル結果
7-12. ピーク定義
7-13. XY プロット
7-14. Levich plot他
7-15. 半対数プロット
7-16. スペシャルプロット
7-17. グラフオプション
7-18. 色,説明7-19. フォント
7-20. クリップボードにコピー
8章 データ処理メニュー
8-1.
スムージング
8-2.
微分
8-3.
積分
8-4.
半積分、半微分
8-5.
補間

目次

34
36
37
37
37
38
38
39
41
42
46
47
48
49
50
51
52
53
54
54
56
56
57
57
58
58
58
59
59
59
60
61
63
66
67
68
70
71
72
73
73
74
75
75
76

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
Ver.202212

目次

8-6.
ベースラインフィッティング&減算
8-7.
リニアーベースライン補正
8-8.
データポイント除去
8-9.
データポイント修正
8-10. バックグラウンド減算
8-11. 信号平均化
8-12. 数学操作
8-13. フーリエスペクトル
9章 分析メニュー
9-1.
キャリブレーション曲線
9-2.
スタンダード添加
9-3.
データファイルレポート
9-4.
時間依存
10章 シミュレーションメニュー
10-1. メカニズム
10-1-1. ポテンシャル/速度定数10-1-2. 濃度、拡散係数ダイアログボックス
10-1-3. 表面濃度ダイアログボックス
10-1-4. 平衡時の濃度ダイアログボックス
10-1-5. シミュレーション変数ダイアログボックス
10-2. CVシミュレート
10-3. CVフィッティング
11章 ビューメニュー
11-1. データ情報
11-2. データ一覧
11-3. 式11-4. クロック
11-5. ツールバーオプション
12章 ヘルプメニュー
12-1. 索引12-2. ALS3325について
13章 付録13-1. SEC2020スペクトロメーターシステムとの接続
13-2. RRDE-3A 回転リングディスク電極装置 Ver.3.0との接続
13-3. トラブルシューティング

77
78
79
80
81
81
82
83
84
84
85
86
88
90
90
92
93
93
93
94
94
95
97
97
98
98
98
99
100
100
100
101
101
102
103

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
1章 はじめにVer.202212

1章 はじめに1-1.
紹介
モデル3325 バイポテンショスタットは汎用性に優れた電気化学計測装置です。本装置にはデジタルファンクションジェネレーター、データサンプリングシステム、ポテンショスタット・バイポテンショスタットを内蔵しています。ポテンシャル範囲は± 5.0 V、電流範囲は± 50 mA です。100 pA 以上の電流を計測できます。前身のモデルである、モデル2325 バイポテンショスタットで測定したデータを読み込むことも可能です。
サイズもハンドヘルドサイズであり、USBケーブルを用いてコンピューターと接続することにより、通信・電源供給が行なわれます。ノートPCと組み合わせてフィールドでの計測ならびに教育用機器として最適です。
弊社のRRDE-3A 回転リングディスク電極装置、SEC2020スペクトロメーターシステムとのリモート制御機能も備えています。
1-2.
電気化学テクニック
モデル3325 バイポテンショスタットは次のテクニックを備えています。
スィープテクニックCV ： サイクリックボルタンメトリー

LSV ： リニアースィープボルタンメトリー

アンペロメトリーテクニック
i-t ： アンペロメトリー

その他テクニック

OCPT ： オープンサーキットポテンシャル - 時間1

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
1章 はじめにVer.202212

1-3.

必要なシステム構成
表 1-3-1. 必要なシステム構成

1-4.

オペレーティングシステム

Windows 10 / 11

プロセッサーIntel Core i3以上

RAM

8GB (ギガバイト)

通信ポート

USB ポート

ハードウェア仕様
ポテンシャル範囲

表 1-4-1. ハードウェア仕様
±5 V

電流範囲

±50 mA

出力電圧

±11 V

感度範囲

±2.5 nA ～ ±0.05 A(8レンジ)

入力インピーダンス

1x1012 Ω

最小電位分解能100 µV

最大サンプリング速度

16 bit @ 100 kHz

バックグラウンド電流< 80 pA

電流分解能

0.3 pA

スキャン速度 CV

1x10-6 ～ 80 V/sec

インターフェース

USB 2.0

電力

USBポートより供給

大きさ(W×D×H)

170 × 110 × 25 mm

重さ

0.35 kg2

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
2章 基本情報

Ver.202212

2章 基本情報
2-1.
更新情報についてBAS 製品に関する最新の製品情報や重要なお知らせをご確認頂くために、弊社メールニュー
スをご購読ください。お客様へ最新の製品情報ならびに各種イベントのご案内をお知らせいたします。メールニュースのお申し込みは、下記URLより行えます。
https://www.bas.co.jp/bas/mm_a1.html
2-2.
仕様の変更について
機器の性能向上のため、予告なしに仕様の変更を行うことがあります。
2-3.
搬送時の破損
運送中に機器のパーツが破損していた場合は、製品到着後7日以内に弊社または販売代理店
および運送会社にご連絡ください。破損した製品を新品と交換いたします。運送会社が破損状況をチェックできるように、梱包されていたダンボール箱に製品をそのまま保存しておいてください。
破損した製品の返却については、弊社または最寄りの代理店にご連絡ください。
2-4.
製品保証
弊社製品は出荷前に動作試験および検査が行われています。万が一、保証期間内に製品の欠陥が証明された場合、無償で交換・修理対応を行います。
機器の分解による破損、薬品による破損・腐食等の場合はサービスの対象外になります。
2-5.
サービス情報弊社には機器の修理担当者がおります。詳細については弊社営業担当に電話または電子メー
ルでご連絡をお願いします(sales@bas.co.jp)。
その際に故障状況・シリアル番号等をお知らせください。
2-6.
ソフトウェアの保証について
ソフトウェアのバグを確認した場合、次のバージョンで対応させて頂きます。

3

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
3章 セットアップ

Ver.202212

3章 セットアップ
3-1.
出荷製品の確認装置を箱から取り出し、付属品リストを参考に内容物が全て揃っているかを確認してください。
運搬時の機器の損傷が無いことを確認できるまで梱包材は保存しておいてください。
欠品がある場合は、最寄りの代理店または弊社にご連絡ください。在庫を確認次第、交換品を速やかにお送りいたします。
D
A
C

B

図 3-1-1. 付属品一式
表 3-1-1. 付属品リスト
品名

入数

A

装置本体

1

B

USBケーブル1

C

セルケーブル1

D

アース線(本体装着済み)

1

上記の他に別売りのソフトウェアが必要になります。

4

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
3章 セットアップ

Ver.202212

3-2.
ソフトウェアのインストール
別途ご購入頂いた専用ソフトウェアのUSBメモリーをコンピューターに挿入します。USBメモリー内の「als3325-inst.exe」をダブルクリックして、インストールプログラムを起動します。はいをクリッ
クすると、デスクトップにショートカット、Cドライブにals3325フォルダが作成されます。

図 3-2-1. インストールプログラム

次に、ご使用のWindowsのバージョンを確認してください。タスクバーの「検索」に「winver」と入力し、コマンドを実行します。Windows のバージョン情報が表示されます。

図 3-2-2.タスクバー

使用するPCのバージョンに合わせて、USBドライバーのインストールを行います。
3-2-1.

Windows11(x64)、Windows10(1803) (x64,x86)以降

USBメモリー内の「CP210x_Universal_Windows_Driver」フォルダを開きます。silabser.inf にカーソルを合わせて 右クリックし、「その他のオプションを表示」を選択しプルダウンメニューを開き、インストールを実行します。

図 3-2-3.インストール実行

3-2-2.

Windows10(1803) (x64,x86)以前

3-2で作成されたC:ドライブのals3325フォルダ内の「USB_Driver」フォルダを開きます。
「CP210xVCPInstaller_x64.exe」(64bit版) または「CP210xVCPInstaller_x86.exe」(32bit版)をダブルクリックして、インストールを順次行います。デスクトップに作成されたショートカットをダブルクリックし、ソフトウェアを起動します。

図 3-2-4. ショートカット5

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
3章 セットアップ

Ver.202212

3-3.
装置のセットアップ
装置の背面側のUSB端子に付属のUSBケーブルを挿し、コンピューターと接続します。
電源はUSBケーブルから供給されるため、電源ケーブルの接続は不要です。アース線はグラウンドへ接続します。
USB端子

セルケーブル端子

アース線

セルコントロール端子
図 3-3-1. 装置の背面セルケーブル端子にセルケーブルを接続します。これで機器の準備は完了です。

USB ケーブル

セルケーブル

図 3-3-2. ケーブル接続(左)、セルケーブル接続例(右)セルケーブルを表 3-3-1の内容に沿って、対応する電極と接続します。セルケーブルの接続は「3-4. 動作確認」の後に行ってください。
表 3-3-1. ワニ口クリップに対応する電極
ワニ口クリップの色

電極

緑

作用電極

白

参照電極

赤

カウンター電極

黄作用電極 26

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
3章 セットアップ

Ver.202212

3-4.
動作確認
コンピューターと装置が接続されていることを確認し、ソフトウェアを起動します。
アイコンをクリックすると、システムセットアップが立ち上がります。まず、電源周波数を使用
環境に合わせて選択します(関西：60 Hz、関東：50 Hz)。次に、「通信ポート設定」のボタンを押し、正しく装置との通信が行えていることを確認します。

図 3-4-1. システムセットアップ

詳細は「5-3. システムセットアップ」を参照してください。
次にツールバーより「セットアップ」-「ハードウェア－テスト」を選択します。

図 3-4-2. ツールバー

Link Failed メッセージが表示された場合、正しく通信を行えていません。ケーブルの接続と通信ポートを確認してください。またP.5に記したUSBドライバーのインストールが確実に行われているかもご確認ください。
セルケーブルを電極・サンプル溶液などに接続してハードウェアーテストを行うと、エラーが出る
場合があります。取り外した状態で実行してください。

7

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
3章 セットアップ

Ver.202212

図 3-4-3. Link Failed

全てのテスト結果がOKであれば、正常に動作していることが分かります。

図 3-4-4. ハードウェア－テスト

もう少し詳細に動作確認を行う場合には、装置に搭載されている内部ダミーセルを使用して確認を行います。「コントロール」-「セル」より、「内部ダミーセルで試験」のボックスにチェックを入れてください(図 3-4-5)。内部ダミーセルは1 MΩの抵抗器です。

図 3-4-5. 内部ダミーセルで試験8

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
3章 セットアップ

Ver.202212

テクニックからCVを選択し、パラメータの設定を行います(図 3-4-6、図 3-4-7)。電位範囲を0.5
V ～ -0.5 V、感度を設定します(今回は、1e-6 A / V に設定)。
アイコンをクリックし、ダミーセル
テストを実行してください。測定結果として0点を通過する直線(大きなスロープ)を確認できます。

図 3-4-6. テクニック選択

図 3-4-7. パラメータ

図 3-4-8. 内部ダミーセルを用いたCV測定例9

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
3章 セットアップ

Ver.202212

第二作用電極の確認を行う場合には、100 KΩの抵抗器を2個準備し、ダミーセルとして使用します。参照電極(白)、カウンター電極(赤)を2個の抵抗器の片側に接続し、作用電極(緑) と第二作用電極(黄)をそれぞれ各抵抗器のもう一方に接続します。

100KΩ

100KΩ
図 3-4-9. 抵抗器との接続テクニックからCVを選択し、パラメータの設定を行います。電位範囲を0.5 V ～ -0.5 V、感度を
1e-5 A / V、電極 2をScanに設定します。

アイコンをクリックし、測定を実行してください。

図 3-4-10. 100 KΩの抵抗器を用いたCV測定例10

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
3章 セットアップ

Ver.202212

3-5.
測定準備
動作確認が完了したら、測定を始める準備を行います。
まず、 アイコンをクリックし、測定に使用するテクニックを選択します。各テクニックの詳細は5-1を参照してください。

図 3-5-1. テクニックの選択

次に、 アイコンをクリックし、パラメータ設定を行います。図 3-5-2は、サイクリックボルタンメト
リーを選択した時のパラメータ設定ダイアログボックスです。測定に必要なパラメータを入力します。
各パラメータの詳細は5-2を参照してください。

図 3-5-2.パラメータ設定

測定の準備が整いましたら、アイコンをクリックし測定を開始します。

11

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
3章 セットアップ

Ver.202212

3-6.
セルコントロール端子
モデル3325 バイポテンショスタット背面のセルコントロール端子に専用のケーブルを接続することで外部機器との同期、制御を行うことができます。
外部機器との接続手順については、「13-1. SEC2020スペクトロメーターシステムとの接続」、「13-2. RRDE-3A 回転リングディスク電極装置 Ver.3.0との接続」を参照してください。

図 3-6-1. セルコントロール端子
表 3-6-1. 各ピンの機能
Pin #

機能

Pin #

機能

Pin #

機能

1

i1 (+2.5V 初期値)

6

-

11

Trigger In

2i2 (+2.5V 初期値)

7

-

12

Stir

3

E (+2.5V 初期値)

8

-

13

Purge

4

RDE(0-10V)

9

-

14

Spectromter Control
Knock

5

Ground

10

-

15

-

注
1.

リモート制御を使用しない場合、セルコントロール端子には何も接続しないでください。

2.

電流極性が初期設定のCathodic Positiveの場合、計算式は下記の通りです。
i1 (A) = (2.5 - Pin 1 出力電圧)(V) x 感度 1 (A/V)
i2 (A) = - (2.5 - Pin 2 出力電圧)(V) x 感度 2 (A/V) x 5
E (V) = 2.5 - Pin 3 出力電圧 (V)
電流極性がAnodic Positiveの時は電流値が反転します。

12

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
4章 ファイルメニュー

Ver.202212

4章 ファイルメニュー
ツールバーのファイルメニューから選択可能な機能をご紹介します。
4-1.
開く「ファイル」-「開く」より、保存されているファイルを開きます。

図 4-1-1. ツールバー(左)、ファイルを開く(右)ダイアログボックスより、開くファイルを選択します。".bin"、".txt"、".csv"形式のファイルを開くことが可能です。また、ファイル形式を"All Files (*.*)"にすることで、モデル2325 バイポテンショスタ
ットで測定したデータを読み込むことができます。
アイコンをクリックすると同様の操作を行うことができます。

4-2.
名前を付けて保存「ファイル」-「名前を付けて保存」より、名前を付けて保存を行います。

図 4-2-1. ツールバー(左)、ファイルを保存(右)表示されたダイアログボックスからデータの保存先を指定し、ファイル名を入力し保存を行います。既に存在するファイル名を使用した場合は警告のメッセージが表示されます。
アイコンをクリックすると同様の操作を行うことができます。

13

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
4章 ファイルメニュー

Ver.202212

4-3.
削除「ファイル」-「削除」より、ファイルの削除を行います。

図 4-3-1. ツールバー(左)、ファイルを選択(右)ダイアログボックスより、削除するファイルを選択します。

図 4-3-2. ファイルの削除

確認のメッセージが表示され、削除を行う場合は「はい」をクリックします。

14

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
4章 ファイルメニュー

Ver.202212

4-4.
データファイル一覧「ファイル」-「データファイル一覧」より、実験条件、結果、データの数値を一覧します。

図 4-4-1. ツールバー(左)、ファイルを選択(右)ダイアログボックスよりファイルを選択します。選択可能なファイルは".bin"形式です。

図 4-4-2. データファイル一覧

データがテキストで表示されます。表示形式は「テキストファイル形式」で変更できます。ソフ
トウェア上で開いているデータをテキスト表示する場合、「ビュー」-「データ一覧」を実行します。

15

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
4章 ファイルメニュー

Ver.202212

4-5.
テキストに変換「ファイル」-「テキストに変換」より、バイナリファイル(.bin)をテキストファイル(.txt)に変換します。

図 4-5-1. ツールバー(左)、ファイルを選択(右)図 4-5-2. ファイルを開く

ダイアログボックスより、テキスト変換したいファイルを選択します。選択したファイルと同じフ
ォルダ内に、テキスト変換したファイルが保存されます。表示形式は「テキストファイル形式」で変更できます。
テキストファイルはExcel等のスプレッドシートで読み込むことができます。

16

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
4章 ファイルメニュー

Ver.202212

4-6.
テキストファイル形式「ファイル」-「テキストファイル形式」より、「4-5. テキストに変換」で生成するテキストファイルの表示形式が変更できます。

図 4-6-1. ツールバー(左)、テキストファイル形式(右)

メモ
日付、時刻、テクニック、ラベル、注記等を表示する場合選択します。



パラメータ
実験パラメータを表示する場合選択します。



結果

実験結果を表示する場合選択します(例:ピークまたは波形ポテンシャル、電流、面積)。
ピークの設定は「グラフィックス」-「ピーク定義」より定義します。





数値データ
数値データを表示する場合選択します。
CV 選択したセグメントセパレーターFrom…To…
デフォルトでは、全ての CV データはテキストファイルに変換されます。このオプションを使用すると、変換する特定のセグメントデータを選択できます。
時間
時間ベースの実験データのテキストファイルで時間を保存します。

17

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
4章 ファイルメニュー

Ver.202212



XYセパレーター
データの区切りに使用するセパレーター(コンマ、タブ、スペース、行送り) を設定します。



コンマ

X,Y

タブ

X

スペース

XY

行送り

X
Y

Y

有効数値

有効数字の桁数を設定します。デフォルトは4桁です。3～10桁まで変更できます。有効数
字の桁数が多くなると、ファイルサイズも大きくなります。


データポイントインターバル

出力するデータの間隔(電位の解像度)を設定します。ファイルサイズを小さくすることができますが、一部のデータを失う可能性があります。


CV,LSVデータ用のデジシムフォーマット

CV と LSV データのみで使用します。選択すると、テキストファイルを直接DigiSimで読み取れる形式で出力されます。
ここからはテキスト変換の具体的な手順をご紹介します。まず、「ファイル」-「テキストファイル形式」を選択し、テキストファイルの表示形式を設定します。

図 4-6-2. テキストファイル形式18

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
4章 ファイルメニュー

Ver.202212

表示されたテキストファイル形式のダイアログから必要な項目を選択します。例えば、Excelにエクスポートする場合は、XYセパレーターよりデータの区切り文字を指定し、有効数値(桁数)、データポイント間隔(電位の解像度)を設定します。
グラフの表示内容を変更する場合は、「グラフィックス」-「グラフオプション」より設定を行います。
ピークの設定は「グラフィックス」-「ピーク定義」より定義します。
「ファイル」-「テキストに変換」を選択し、ダイアログボックスより変換するデータを選択します。自動的にテキスト形式に変換されます。選択したファイルと同じフォルダ内に、テキスト変換したファイルが保存されます。

図 4-6-3. ファイルを選択

図 4-6-4 はテキスト変換したデータをメモ帳で読み込んだものです。

条件

パラメータ

結果

数値データ

図 4-6-4. テキスト変換データ19

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
4章 ファイルメニュー

Ver.202212

4-7.
テキストファイルをインポート「ファイル」-「テキストファイルをインポート」より、テキストファイルのインポートを行います。

図 4-7-1. ツールバー(左)、ファイル形式(右)このコマンドは、一度に 1 つのテキストファイルのみをインポートできます。複数のファイルをインポートするには、「開く」を使用してください。また、ファイル形式を"*.DY20"にすることで、モデル
2325 バイポテンショスタットで測定したデータのインポートが可能です。

4-8.
印刷「ファイル」-「印刷」より、データの印刷を行います。

図 4-8-1. ツールバー

ソフトウェア上で表示しているデータを印刷します。グラフの表示内容をカスタマイズする場合、「グラフィックス」-「グラフオプション」で設定を行います。
アイコンをクリックすると同様の操作を行うことができます。

20

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
4章 ファイルメニュー

Ver.202212

4-9.
多重ファイル印刷「ファイル」-「多重ファイル印刷」より、データを指定して印刷を行います。

図 4-9-1. ツールバー(左)、ファイルを選択(右)ダイアログボックスより、印刷するファイルを選択します。Ctrlキーを押しながら選択すると複数のファイルを選択可能です。
表示内容をカスタマイズする場合、「グラフィックス」-「グラフオプション」で設定を行います。

4-10. 印刷設定
「ファイル」-「印刷設定」より、プリンターの設定を行います。表示されたダイアログボックスにてプリンターや用紙の設定を行います。

図 4-10-1. ツールバー

21

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
4章 ファイルメニュー

Ver.202212

4-11. 終了
「ファイル」-「終了」を選択すると、ソフトウェアを終了します。

図 4-11-1. ツールバー

ファイルディレクトリ、システムセットアップ、コントロール状況、マクロコマンド、データ処理オ
プション、シミュレーションオプション、グラフィックオプション、色、フォント等、いくつかのシステム
情報は保存されます。

22

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
5章 セットアップメニュー

Ver.202212

5章 セットアップメニュー
ツールバーのセットアップメニューから選択可能な機能をご紹介します。
5-1.
テクニック選択「セットアップ」-「テクニック」より、電気化学テクニックを選択します。図 5-1-1 のダイアログボッ
クスが表示されます。測定を行うテクニックを選択します。

図 5-1-1. テクニックの選択

アイコンをクリックすると同様の操作を行うことができます。

23

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
5章 セットアップメニュー

Ver.202212

5-1-1.

スィープテクニック (LSV、CV)

リニアースィープテクニック(LSV)は、電位を一定のスキャン速度で初期電位から最終電位まで直線的に変化させます。電流は印加電位の関数としてモニターされます。簡単な LSV の電位波形を図 5-1-2 に示します。

図 5-1-2. LSV のポテンシャルの波形

LSV を更に汎用的にしたものが、サイクリックボルタンメトリー(CV)です。このテクニック
は、最終電位に達した時にスキャン方向を反転し同じ電位範囲内を反対の方向に再びスキャンします。フォワードスキャンで生じた電気化学反応の生成物質を逆スキャンで調べることができます。この特徴が CV テクニックが広く使用される主な理由の１つです。

図 5-1-3. CV のポテンシャル波形

CV では、電位は同じ範囲内で何回も繰り返すことができます。初期電位、スキャンの方向が反転される高電位と低電位の2つのスイッチングポテンシャルの3つの電位変数が必要です。

24

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
5章 セットアップメニュー

Ver.202212

図 5-1-4 にCVの最もシンプルなI-Ｅ曲線を示します。曲線の非対称性は拡散による物質移動により生じます。この曲線の形には影響を及ぼす多数の変数があります。例えば、遅い不均一系の電子移動、酸化或いは還元種の不安定性、吸着などです。もし不均一系の電子移動速度が実験のタイムスケールと比べて速く、酸化種還元種両方が安定であるなら、レドックス過程は電気化
学的に可逆的と言われます。そのような系の標準レドックスポテンシャルは2つのピークポテンシャ
ル( Epa と Epc )の平均であり、ピークポテンシャルの差は 57/n(mV)です(nは1モル当たりの移動
電子数)。

図 5-1-4. CV のポテンシャル波形

可逆過程のCVではピーク電流は Randles-Sevcik 式で表わされます。
ip =2.69x105n3/2AD1/2Cv1/2
ip= ピーク電流 (A) n=equiv/ モル
A= 電極面積 (cm2) D= 拡散係数 (cm2/s)
C= 濃度 (mole/cm3) v= スキャン速度 (V/s)
可逆過程の、ip は濃度 C とスキャン速度 v1/2 に比例します。CV 曲線の形に影響を及ぼす多数の変数があります。遅い電子移動速度はピークポテンシャルの分離(ΔEp)を増加させ、電子移動の速度定数はスキャン速度による Δ Ep の変化を調べることにより算出できます。作用電極と比較電極間の未補償抵抗もまた同じく Δ Ep を増加させます。未補償抵抗の効果はエレクトロニクスによる iR 補償により低下させるか、或いは取り除くことができます。
もう1つの CV の用途として電極反応の生成種の反応を研究することがあります。フォワードス
キャンで生じた生成種の反応性は折り返しのスキャンやそれ以後に引き続くスキャンにより調べられます。反応速度の定性的評価はスキャン速度を変えて得られます。
簡便性と迅速性のおかげで CV は酸化還元系を調べる最初の手段としてしばしば使われ、反応速度とメカニズムの定性的な解析手段として非常に強力なテクニックとされています。
CV と LSV に現われるバックグラウンド(容量性)電流が定量分析手段としての有用性に制限を与えます。一方、LSV はストリッピングボルタンメトリーによる微量金属の検出に際しては有効な手法になります25

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
5章 セットアップメニュー

Ver.202212

5-1-2.

アンペロメトリーテクニック (i-t)

アンペロメトリックテクニックは、電流を時間の関数として測定します。一般的に、このようなテクニックは電流滴定、アンペロメトリックセンサー、フローセル等に使われます。最もシンプルなポテ
ンシャル波形は固定電位です。i-tの波形と典型的な電流応答をそれぞれ図 5-1-5 と図 5-1-6 に示します。

図 5-1-5. i-t のポテンシャル波形

図 5-1-6. i-t の典型的な電流応答26モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
5章 セットアップメニュー

Ver.202212

5-1-3.

オープンサーキットポテンシャル - 時間 (OCPT)

オープンサーキットポテンシャル-時間(OCPT)は、セルに電流を印加させず作用電極と参照電極間の電位差を測定します。電位差を時間の関数として記録します。カウンター電極は外部セルと接続されていないため、ピコアンペアレベルのバイアス電流を除いて作用電極には電流は流れません。OCPTの波形を図 5-1-7 に示します。

図 5-1-7. OCPT の波形

27

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
5章 セットアップメニュー

Ver.202212

5-2.
パラメータ設定「セットアップ」-「パラメータ」より、実験パラメータの設定を行います。テクニック毎に設定するパラメータは異なります。

図 5-2-1.パラメータ設定

アイコンをクリックすると同様の操作を行うことができます。

28

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
5章 セットアップメニュー

Ver.202212

5-2-1.

サイクリックボルタンメトリーのパラメータ

サイクリックボルタンメトリーのパラメータは以下の通りです。

図 5-2-2. CVパラメータ設定

29

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
5章 セットアップメニュー

Ver.202212

表 5-2-1. CVパラメータ
範囲

パラメータ

内容

初期電位 (V)-5 ～ +5

初期電位

高電位 (V)-5 ～ +5

ポテンシャルスキャン高電位リミット

低電位 (V)-5 ～ +5

ポテンシャルスキャン低電位リミット

初期スキャン/極性

Positive または Negative

測定開始時のスキャン方向

スキャン速度 (V/s)

1 × 10-6 ～ 80

ポテンシャルのスキャン速度

スィープセグメント

1 ～ 1,000,000

半サイクルは 1 セグメント

サンプル間隔 (V)-3

1 × 10 ～ 0.064

データサンプリング間隔

静止時間 (sec)

0 ～ 100,000

ポテンシャルスキャン前の静止時間

感度 (A/V)
完全スキャンサイクル

感度スケール-9

1 × 10 ～ 0.01

スィープセグメントが奇数であり、初期電位が高電位および低電位と異なる場合に、最終電位を初期電位で停止

選択 / 未選択電極 2
電位 (V)-5 ～ +5

初期電位（Constant Eで使用）

差分電位E(V)-0.2 ～ +0.2

DiffScanの時の電位オフセット

感度 (A/V)

1 × 10 ～0.01

感度スケールOff

選択 / 未選択

第二作用電極 をoff

Constant E(定電位)

選択 / 未選択

第二作用電極を定電位に保持

Scan(スキャン)

選択 / 未選択

第一、ニチャンネルともスキャン

Diff Scan(差分スキャン)

選択 / 未選択-9

第一チャンネルとの一定電位差を保持しながら、第二チャンネルをスキャン

注1.

ポテンシャル範囲± 5 V です。

2.

高電位、低電位は少なくとも 0.01 V 離して下さい。

3.

ポテンシャル範囲外の高電位、低電位を入力した場合、警告が表示されます。

4.

初期電位、高電位、低電位に依存して、システムが自動的に初期スキャン方向を再調整します。

5.

スィープセグメント数が大きくなると、データサンプリング間隔は自動的に 0.02 V まで増加します。スキャ
ン速度が 0.5 V/s 以上の場合、スィープセグメント数はメモリサイズにより制限されます。最大 64 K デー
タポイントとなります。スキャン速度が低い場合、指定のスィープセグメントは実行されますが、セグメントの限界数だけが保存されます。電極の前処理の際にはスィープセグメントを大きくすると、有効です。

6.

第二作用電極がScanの時、第二作用電極の電位スキャン設定は第一作用電極電位と同一です。2つの電極の電位は独立していません。

7.

スキャンサイクル終了は初期電位が高電位、低電位と異なる場合で、スィープセグメントが 3、5、7、9(奇数)のときのみ働きます。スキャンサイクル終了が働く時、最後のセグメントは高電位、低電位の代わりに初期電位で停止します。

30

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
5章 セットアップメニュー

Ver.202212

5-2-2.

リニアースィープボルタンメトリーのパラメータ

リニアースィープボルタンメトリーの実験パラメータは以下の通りです。

図 5-2-3. LSVパラメータ設定

パラメータ
初期電位 (V)最終電位 (V)
スキャン速度 (V/s)
サンプル間隔 (V)
静止時間 (sec)感度 (A/V)
電極 2
電位 (V)
感度 (A/V)On
Scan(スキャン)

表 5-2-2. LSVパラメータ範囲
内容-5 ～ +5
初期電位-5 ～ +5
最終電位
1 × 10-6 ～ 80
ポテンシャルスキャン速度-3
1 × 10 ～ 0.064
データサンプリング間隔
0 ～ 100,000
ポテンシャルスキャンする前の静止時間
1 × 10-9 ～ 0.01
感度スケール-5 ～ +5
1 × 10-9 ～ 0.01
選択 / 未選択
選択 / 未選択初期電位
感度スケール
第二作用電極 on/off
第一、ニチャンネルともスキャン

注1.

ポテンシャル範囲± 5 V です。

2.

高電位、低電位は少なくとも 0.01 V 離して下さい。

3.

ポテンシャルの増加分は 1 mV です。

4.

第二作用電極で「On」のみの時、第二作用電極電位は「電位(V)」で設定した電位での定電位(ConstantE)になります。。

5.

第二作用電極で「On」と「Scan」にチェックが入っている時、第二作用電極の電位スキャンは第一作用電極で設定した電位スキャンと同一です。電位は独立していません。

31

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
5章 セットアップメニュー

Ver.202212

5-2-3.

アンペロメトリー i-t 曲線のパラメータ

アンペロメトリー i-t 曲線の実験パラメータは以下の通りです。

図 5-2-4. i-tパラメータ設定
表 5-2-3. i-tパラメータ
パラメータ
初期電位 (V)サンプル間隔 (sec)
測定時間 (sec)
静止時間 (sec)
測定間のスケール
感度 (A/V)
電極 2
電位 (V)
感度 (A/V)
E2 On
i2 On

範囲
-5 ～ +5
1 × 10-5 ～ 10
0.01 ～ 1 × 107
0 ～ 100,000
1, 2, 3
1 × 10-9 ～ 0.01

内容
初期電位
データサンプル間隔
トータルの測定時間
データ採取開始前の静止時間
電流表示スケール数
感度スケール-5 ～ +5
1 × 10-9 ～ 0.01
選択 / 未選択
選択 / 未選択

第二作用電極電位
第二作用電極感度スケール
第二作用電極オン／オフ制御
第二作用電極電流測定オン／オフ

注1.

データサンプル間隔は計測時間により選択します。計測が長い場合、サンプル間隔を大きくし、長いサン
プル間隔にするとシグナルの平均化が向上し、ノイズが低下します。サンプル間隔が0.002 s 以上の場
合、データは転送できず、リアルタイムに表示できません。64 K データポイントのみ許可されます。

2.

サンプル間隔が 0.002 s 以上の場合、測定中、データが最大データポイントを超えた時、データ保存間
隔は自動的に二倍になります。

3.

電流 1 が測定中表示される時、自動的にデータにフィットします。電流 2 が測定中表示される時、フルス
ケールの 1/100、1/10 となります。電流 3 が測定中表示される時、フルスケールの1/100、1/10、1/1 と
なります。

4.

第二作用電極で「E2On」にチェックを入れている状態で、「i2On」にチェックが入っていない場合、第二作用電極には「電位(V)」に入力した電位が印加されますが、電流データの取得をしませんのでご注意ください。

32

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
5章 セットアップメニュー

Ver.202212

5-2-4.

オープンサーキットポテンシャル - 時間のパラメータ

オープンサーキットポテンシャル - 時間の実験パラメータは以下の通りです。

図 5-2-5. OCPTパラメータ設定

パラメータ
測定時間 (sec)
サンプル間隔高電位リミット (V)
低電位リミット (V)

表 5-2-4. OCPTパラメータ範囲
1 ～ 500,000
1 × 10-5 ～ 10
-2.5 ～ 2.5-2.5 ～ 2.5

内容
測定時間
サンプリング間隔
高電位リミット
低電位リミット

注1.

128,000 データポイントまで許可されます。

2.

高または低電位リミットに到達した時、警告が表れます。

3.

データ保存間隔は実験の長さに応じて選択されます。測定が長くなるとデータ保存間隔も大きくなります。
良好な信号となりノイズが少なくなります。サンプル間隔が0.002 秒以下の場合、データは転送できずリ
アルタイムに表示できません。64 K データポイントまで許可されます。

4.

サンプル間隔が0.002 秒以上の下でデータが最大データポイントを超えた時、データ保存間隔は自動的に二倍になります。そのためデータポイントは期待されない長い計測でもオーバーフローしません。

33

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
5章 セットアップメニュー

Ver.202212

5-3.
システムセットアップ「セットアップ」-「システム」より、システムセットアップのダイアログボックスを表示します。使用環境に合わせて設定を行います。

図 5-3-1. システムセットアップ

アイコンをクリックすると同様の操作を行うことができます。
 通信ポートPC と機器を接続するための通信ポートの手動選択を行います。「自動的に通信ポートを検出」
を選択した場合は、ソフトウェアはUSBポートをスキャンし、有効なCom#を通信ポートに割り当てます。
 通信ポート速度(Com Port Speed)
PCと機器の通信スピードを設定します。高速設定(Fast)は高速スキャン速度/短いサンプリング
間隔でリアルタイムデータ転送が行えます。標準的な設定(Standard)は互換性に優れています。
 電源周波数
使用環境に合わせて、電源周波数を設定します。電源周波数の影響を受ける測定法の場合、干渉を少なくするために有効です。
 電位軸
データプロット時の正の電位軸の向きを、左(Left)または右(Right)から選択します。
 電流軸
データプロット時の正の電流軸の向きを、上(Up)または下(Down)から選択します。
 電流極性
データプロット時の正の電流値を、カソード電流(Cathodic)またはアノード電流(Anodic)から選択します。測定前に設定を行わないと、 測定結果(ピーク、波形)に反映されません。IUPACの標
準形式で表示する場合は、電位軸をPositive Right、電流軸をPositive Up、電流極性をAnodic
Positiveと設定してください。

34

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
5章 セットアップメニュー

Ver.202212

 ウインドウ
英語で使用する場合はEnglish、日本語を使用する場合はOrientalを選択してください。
Orientalを選択すると、Englishを選択した時に比べて文字が大きくなります。Englishウインドウでは、テクニックの選択フィールドが切詰められる場合があります。Orientalウインドウは英語のシステムフォントをサポートしておりません。例えば英語のμは u として表示されます。
 データ長デフォルトのデータ長は 256 K です。データ長を長くしますと、大きな RAM を必要とし、システ
ムが遅くなり測定中に他のプログラムが動作しなくなる恐れがあります。必要としない場合は変更しないことをお勧めします。
データ長を変更した場合はソフトウェアを終了し、再度起動しなおしてください。この操作を行いませんと、データが壊れる恐れがあります。
長いデータ長でデータを取り込み、保存する場合、短いデータ長の設定で読込んだ場合、プロ
グラムは壊れることがあります。一旦データ長の設定を行った場合、データ長の変更は行わないで下さい。
 測定の間修復データを保存する
このオプションをチェックしておきますと、測定中のハードディスクに保存してあるデータを元に戻します。実験が外部干渉または中断、通信エラーにより正常に終了しない場合、部分的なデー
タの回復ができます。スキャン速度が遅い実験などで有効です。
 現在のデータを無効の警告
新たな測定を行うまたはディスクに存在するファイルを開く前、実験データが保存されていない
場合、未保存のデータは無視されます。このオプションはデータが失われる前にシステムが警告メ
ッセージを表示します。
 テキストファイルとして保存する
通常バイナリファイル(.bin)で保存されます。バイナリファイルは多くの情報(実験のコントロール
情報)を含み、データサイズも小さくなります。チェックを入れると、バイナリ形式を保存する時にテキスト形式としても保存します。
 通信ポートの設定
PC と機器を接続するための通信ポートの設定を行います。
 ADC 校正係数
アナログ－デジタルコンバーター (ADC) 校正係数は機器の不揮発性メモリーに保存されます。
ADC 校正は出荷前に行われています。ADC 校正を行いたい場合、このコマンドを使用してください。ADC校正が成功すると、新しい校正係数が古い校正係数に置き換わります。それ以外の場合
は、古いものが保持されます。

図 5-3-2. ADC 校正係数35

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
5章 セットアップメニュー

Ver.202212

5-4.
ハードウェア－テスト「セットアップ」-「ハードウェア－テスト」より、装置の動作確認を行います。選択すると、ハードウ
ェアのセルフテストを実行し、テスト後に結果を表示します。

図 5-4-1. ハードウェア－テスト例

図 5-4-2. ハードウェア－テスト エラー例



Digital Circuitry Test Results(デジタル回路試験結果)

装置のソフトウェアバージョンと改定日を表示します。
Potential and current offset test(電位・電流オフセットテスト)

電位・電流オフセットテストの結果を表示します。
 Sensitivity scale test(感度スケールテスト)
感度スケールは6つの範囲があり、一定レベルを超えるとエラーを表示します。
 Gain test(ゲインテスト)
ゲインは 3レンジあります。エラーが 1% を超えるとエラーを表示します。
 Analog Circuitry Test Results(アナログ回路試験結果)
アナログ回路試験の結果を表示します。エラーが検出されない場合は"Analog circuitry test
OK”のみ表示します。エラーを表示した場合、テストを数回繰り返し実行し、エラー内容が同一かを確認してください。エラー内容を記録し、販売代理店にご連絡ください。
注1.

セルケーブルを電極・サンプル溶液などに接続してハードウェアーテストを行うと、エラーが出る場合が
あります。

36

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
6章 コントロールメニュー

Ver.202212

6章 コントロールメニュー
ツールバーのコントロールメニューから選択可能な機能をご紹介します。
6-1.
測定「コントロール」-「測定」より、測定を開始するためのコマンドです。静止時間、析出時間、前処理の設定を省略する際に使用されます。

図 6-1-1. ツールバー

測定を実行後、測定開始前に自動で以降の確認を行います。装置との接続確認を行い、接続が確認できない場合はコマンドが終了し、エラーメッセージを表示します。次に、実験パラメータのチェックを行い、設定が適切でない場合、コマンドは終了し、エラーメッセージを表示します。
測定のリアルタイム表示が可能ですが、データ取り込み速度がデータ転送速度よりも早い場合、測定終了後に表示されます。
アイコンをクリックすると同様の操作を行うことができます。
6-2.
待機 / 再開「コントロール」-「待機 / 再開」より、測定の一時停止、再開を行うためのコマンドです。タイムベースの測定(i-t)では使用できません。
アイコンをクリックすると同様の操作を行うことができます。

37

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
6章 コントロールメニュー

Ver.202212

6-3.
測定停止
「コントロール」-「測定停止」より、測定を停止するために使用するコマンドです。
測定中、繰り返し測定、マクロコマンドを停止する際に使用できます。
アイコンをクリックすると同様の操作を行うことができます。

図 6-3-1. ツールバー

6-4.
スキャン反転「コントロール」-「スキャン反転」より、CV測定中にポテンシャルのスキャンを反転するためのコ
マンドです。このコマンドを押すとスィープセグメントが反転します。測定中に使用するとピーク検索などのデータ解析は使用できなくなります。このコマンドは他のテクニックでは機能しません。
アイコンをクリックすると同様の操作を行うことができます。

図 6-4-1. ツールバー

38

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
6章 コントロールメニュー

Ver.202212

6-5.
測定状況
「コントロール」-「測定状況」より、測定に関連する設定を行うために使用します。

図 6-5-1. ツールバー(左)、測定状況(右) 自然電位を初期電位として使用
測定前にオープンサーキットポテンシャルを実行し、測定した電位を初期電位として使用します。
 測定後スムージング
測定後に自動でスムージングを行います。このオプションは、「データ処理」-「スムージング」からon / offにすることも可能です。データ処理からスムージングモードを最小二乗法またはフーリエ変換に設定できます。
 静止時間の中止
電流または電荷が特定の値に達する(またはオーバーフローする)と、データサンプリング前の静止時間を中止します。Noを選択した場合、測定は最後まで行われます。
 レベルで測定中止
電流または電荷が特定の値に達する(またはオーバーフローする)と、測定は自動的に終了します。電極は過電流から保護されます。
No：最後まで測定を実施。
Current Overflow ：電流がオーバーフローした場合、測定を中止。
Current(A)>：指定した値より電流が大きい場合、測定を中止。
Current(A)<：指定した値より電流が小さい場合、測定を中止。
Charge(C)>：指定した値より電荷が大きい場合、測定を中止。
10s Change<： 10 秒後の信号変化が指定した値より小さい場合、測定を中止。

39

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
6章 コントロールメニュー

Ver.202212

測定開始して10秒間経過後から信号の変化をサンプリング間隔毎にチェックします。 応答時間
はサンプリング間隔と同じです。 データが読み取った後、10秒前にサンプリングされたデータポイ
ントと比較し、差分をチェックします。差分が指定された値(電流の場合はA、電位の場合はV)よりも小さい場合、測定を中止します。このオプションはタイムベースの測定(i-t) にのみ有効です。
 攪拌ラインの制御レベル
攪拌ラインの信号をActive HighとActive Lowから選択します。
 外部トリガー測定
機器の背面のセルコントロール端子からの外部トリガー信号によって測定を開始します。ピンの割り当ては「3-6. セルコントロール端子」を参照してください。
 測定の間攪拌
測定と測定の間攪拌を行う場合に選択します。
 測定の間パージ測定と測定の間パージを行う場合に選択します。

40

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
6章 コントロールメニュー

Ver.202212

6-6.
繰り返し測定「コントロール」-「繰り返し測定」より、繰り返し測定の設定を行います。

図 6-6-1. ツールバー(左)、繰り返し測定(右) 測定数
測定数を入力します。パラメータ範囲は 1 ～ 999,999です。
 測定間の時間間隔
2つの連続した測定間の遅延時間を指定します。各測定前にプロンプットが有効になっている場
合、このパラメータは無視されます。
 各測定前にプロンプット
マニュアルを選択すると、(一回目の測定を除く)各測定の前にメッセージボックスを表示し、機器は応答があるまで待機します。
外部トリガーを選択すると、各測定の前に外部信号の待機状態になります。外部トリガー信号はactive low で、機器の背面のセルコントロール端子のpin 13 に接続します。
マニュアルまたは外部トリガーを選択している場合、時間間隔の設定は無効となります。
 実行時のデータ平均化
繰り返し測定のデータを平均化し、ファイル名 0 として保存します。
 結果レポートファイル
ファイルを作成する場合、有効を選択します。ピーク波形は、デフォルト(Default)、ガウス波形(Gausian)、拡散波形(Diffusive)、シグモイド波形(Sigmoidal)の中から選択を行ないます。CV,LSV の場合拡散波形を選択します。
データ形式はオリジナル(Original)、半微分(Semi-Deriviative)、微分(Derivative)の中から選択を行ないます。通常オリジナルを選択してください。定量性を向上させるためには微分、半微分処理を行なうことで正確なピーク電位を検索できます。
 ベースファイル名
Browseをクリック、または、ベースファイル名を入力します。最大 5 文字まで入力できます。測定後にデータは保存されます。測定数はベースファイル名に追加されます。例えば、ベースファイ
ル名 Nとなり、N は測定数(1 ～ 9999)です。ベースファイル名が指定されていない場合、警告を表示します。続行すると、データを保存せずに測定を開始します。
41

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
6章 コントロールメニュー

Ver.202212

6-7.
マクロコマンド「コントロール」-「マクロコマンド」より、マクロコマンドの設定を行います。指定した順序で一連のコマンドを実行することができ、測定を自動的に行う場合に有効です。

図 6-7-1. ツールバー(左)、マクロコマンド(右) 読込み
保存したマクロコマンドを読み込むことができます。
 保存
マクロコマンドで編集したファイルを保存します。
 テスト
マクロコマンドをテストします。マクロコマンドが正しい場合はテストが成功したとのメッセージを表示します。エラーが検出された場合はエラー内容を表示します。
 マクロ実行マクロコマンドを実行します。実行する前に自動でマクロコマンドとパラメータ範囲を確認します。
エラーが検出された場合、マクロコマンドを終了し、警告メッセージを表示します。
 マクロコマンド編集
編集ボックスにコマンドを入力します。各コマンドは1行ごとに入力します。大文字と小文字は区別されず、スペースは無効です。
コマンドの後にパラメータを必要とする場合、コロン ":" または等号 "=" を使用して、パラメータを区切ります。セミコロン";"または、ハッシュ記号 "#"に続くテキストは無視されます(インラインコメン
ト)。

42

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
6章 コントロールメニュー

Ver.202212

コマンド
tech
run
save
tsave
end
for
next
delay
purge
stir
trigontrigoff
knockonkonckoffcelloncelloff
speconspecoff
rdeon
rdeoffrderunonrderunoff
rdebetweenrunon
rdebetweenrunoff
rdequieton
rdequietoff
rpm
rpmincr
rpmsqrtrpmsqrtincr
dummyondummyoff
ei
eh
el
ef
eio
eho

表 6-7-1. コマンド機能の説明(基本)説明
電気化学テクニックの選択
測定開始
データをファイルに保存
stringFor Nextループで使用する場合、ファイル名は5文字の入力のみとなり、ループ番号(1-999)がファイル名に追加されます。
string
データをテキストファイルとして保存
マクロを終了、以下のラインは無視されます
1 - 999
next ループの場合、１層のみ許可されます。
For…next ループの終了
1 - 32,000
コマンド間の遅れ
1 - 32,000
任意の時間のパージ
1 - 32,000
任意の時間の攪拌
測定前にトリガーをオンにする
測定前にトリガーをオフにする
ドロップノッカーをオンにします。測定前にトリガーパルスを外部デバイスに送信するためにも使用されます
ドロップノッカーをオフにします。 測定前にパルスなし
測定の間 cell on
測定の間 cell off
SEC2020 スペクトロメーターシステムと接続時、Cell Control
ポートのPin #14をHighにする
SEC2020 スペクトロメーターシステムと接続時、Cell Control
ポートのPin#14をLowにする
RDE オン
RDE オフ
測定中RDEオン
測定中RDEオフ
測定と測定の間RDEオン
測定と測定の間RDEオフ
静止時間中RDEオン
静止時間中RDEオフ
0 ～ 10000
RDE回転速度(rpm)
0 ～ 1000
RDE回転速度増分(rpm)
0 ～ 100
回転速度の平方根
0 ～ 10
回転速度増分の平方根
コントロール >セル > 内部ダミーセルで試験オン
コントロール >セル > 内部ダミーセルで試験オフ-5 ～ +5
初期電位-5 ～ +5
CV の高電位リミッ ト-5 ～ +5
CV の低電位リミッ ト-5 ～ +5
スィープテクニックの最終電位
OCPを初期電位として使用。初期電位(ei)を入力すると、コマンドはオフになります。
OCPを高電位として使用。高電位(eh)を入力すると、コマンドはオフになります。
パラメータ
string43

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
6章 コントロールメニュー

Ver.202212

elo
efo
eiincr-1 ～ +1

efincr-1 ～ +1

ehincr-1 ～ +1

elincr-1 ～ +1

fullcycleon
fullcycleoff
efon
efoff
v
1e-6 ～ 80
incre
0.01 ～ 0.05
pn
cl
1 ～ 1e6si
0.00～ 0.064
sens
1e-9 ～ 0.01
autosensqt
0 ～ 100,000
st0.01 ～ 1e7
pcon
pcoff
initeonIniteoff
pce1-5 ～ +5pce2-5 ～ +5pce3-5 ～ +5
pct1
0 ～ 6,400
pct2
0 ～ 6,400pct3
0 ～ 6,400
バイポテンショスタット用
e2on
e2off
i2on
i2off
e2
-5 ～ +5
e2scane2d-0.2 ～0.2
e2dscansens2

1e-9 ～ 0.01

OCPを低電位として使用。低電位(el)を入力すると、コマンドはオフになります。
OCPを最終電位として使用。最終電位(ef)を入力すると、コマンドはオフになります。
初期電位をfor...nextループで増分します。 ループ後にゼロにリセットする必要があります。
最終電位をfor...nextループで増分します。 ループ後にゼロにリセットする必要があります。
高電位をfor...nextループで増分します。 ループ後にゼロにリセットする必要があります。
低電位をfor...nextループで増分します。 ループ後にゼロにリセットする必要があります。
CVフルサイクルオン
CVフルサイクルオフ
最終電位オン
最終電位オフスキャン速度
電位増加分
CVでの初期電位方向切り替え
CVのセグメント数
サンプル間隔感度遅い CV または LSV の自動感度
測定前の静止時間
i-t 曲線のトータルの測定時間
前処理をオン
前処理をオフ
測定後初期電位に戻る
測定後最終電位を保持
前処理の第一ステージの電位
前処理の第二ステージの電位
前処理の第三ステージの電位
前処理の第一ステージの時間
前処理の第二ステージの時間
前処理の第三ステージの時間
第二電極オン(データ記録なし)
第二電極オフ
第二電極オン、データを記録
第二電極オフ
第二チャンネルの電位
第一チャンネルと同時に第二チャンネルをスキャン
電位スキャン中の第二と第一チャンネル間の差分電位
第一チャンネルと一定電位差を保持しながら、第二チャンネルをスキャン
第二電極の感度44

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
6章 コントロールメニュー

Ver.202212

コマンド
tech
ei
eh
el
pn
v
cl
si
qt
sens

表 6-7-2. コマンド機能の説明(CV)
パラメータ
説明
cv
サイクリックボルタンメトリーを選択-5 ～ +5
初期電位(V)-5 ～ +5
高電位リミッ ト(V)-5 ～ +5
低電位リミッ ト(V)'p' or 'n'
初期電位方向切り替え
1e-6 ～ 80
スキャン速度(V/s)
1 ～ 1e6セグメント数
1e-3 ～ 0.064
サンプル間隔(V)0 ～ 1e5
測定前の静止時間(s)1e-9 ～ 0.01
感度(A/V)

コマンド
tech
ei
ef
v
si
qt
sens

表 6-7-3. コマンド機能の説明(LSV)
パラメータ
説明
lsv
リニアスイープボルタンメトリーを選択-5 ～ +5
初期電位(V)-5 ～ +5
最終電位(V)
1e-6 ～ 80
スキャン速度(V/s)
1e-3 ～ 0.064
サンプル間隔(V)0 ～ 1e5
測定前の静止時間(s)1e-9 ～ 0.01
感度(A/V)

コマンド
tech
ei
si
st
qt
sens

パラメータ
i-t
-5 ～ +5
1e-5 ～ 10
0.01 ～ 1e7
0 ～ 1e5
1e-9 ～ 0.01

コマンド
tech
st
si
eh
el

表 6-7-5. コマンド機能の説明(OCPT)
パラメータ
説明
ocpt
オープンサーキットポテンシャル-タイムを選択
1 ～ 5e5
測定時間(s)1e-5 ～ 10
サンプル間隔(s)-2.5 ～ +2.5
高電位リミット(V)-2.5 ～ +2.5
低電位リミット(V)

表 6-7-4. コマンド機能の説明(i-t)
説明
アンペロメトリーi-t曲線の選択
初期電位(V)
サンプル間隔(V)
トータルの測定時間
測定前の静止時間(s)感度(A/V)45

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
6章 コントロールメニュー

Ver.202212

表 6-7-6. マクロコマンドの一例
i-t テクニックを用いた測定法
1 電極による i-t 測定法
2 電極による i-t 測定法
tech: i-t
tech:i-t
st=30
eiincr = 0
cellonei=-0.5
ei = 0st = 2run
qt=0
save: ﬁle0
e2 = 0for: 7e2on
ei=-0.2
cellonrun
for:10save: ﬁle1arun
ei=0
save: ﬁleruneiincr=0.1
save: ﬁle1b
next
next
celloff
eiincr = 0

LSV テクニックによる測定法
tech:lsv
e1=-0.2
ef=0.8v=0.1
sens=1e-5
runsave: lsv100
v=0.2
run
save: lsv200
v=0.5
run
save: lsv500
v=1
run
save: lsv1000

6-8.
Open Circuit Potential「コントロール」-「Open Circuit Potential」より、オープンサーキットポテンシャルを測定します。
オープンサーキットポテンシャルは、セルに電流が流れない時の作用電極と参照電極の電位です。
測定を開始する前の初期状態を確認するために用いられます。研究中の化合物が、酸化または還元性であるかを見分けることができます。
測定後、ダイアログボックスにオープンサーキットポテンシャルを表示します。

図 6-8-1. ツールバー(左)、Open Circuit Potential(右)46モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
6章 コントロールメニュー

Ver.202212

6-9.
フィルター設定「コントロール」-「フィルター設定」より、フィルターの設定を行います。
コンデンサーをi/Eコンバーターのフィードバック抵抗に接続して、ローパスRCフィルターを形成することができます。これにより、高周波数ノイズを除くことができます。
これらのフィルターは測定中のノイズを低減するのに有効です。ダイアログボックスからフィルタ
ーパラメータを設定します。

図 6-9-1. ツールバー(左)、フィルター設定(右) i/E Conv 1/2 Filter
灰色で表示されたボックスには、実際のi/E(電流 - 電圧)コンバーターのフィルター設定を表示
します。
 選択
i/E コンバーターフィルターカットオフ周波数を選択します。
これはi/E(電流 - 電圧)コンバーターと組み合わせたRCフィルターです。フィルターの設定は測定のタイムスケールと実験のタイプを考慮に入れる必要があります。Automaticを選択するとデフォルト設定になります。選択する設定が不明な場合は、Automaticを選択してください。一部のカッ
トオフ周波数を選択できない場合があります。特定の感度スケールの場合、i/E コンバーターのフィードバック抵抗が固定されており、これをRCフィルターと組み合わせると、特定のカットオフ周波数に到達できない場合があるためです。例えば、感度スケールが低い(高い)と、比較的低い(高い)カットオフ周波数を選択できなくなる可能性があります。 感度スケールを変更することで、希望のカットオフ周波数を選択できる場合があります。
第2列は、バイポテンショスタットのデュアルチャンネル測定に適用されます。
アイコンをクリックすると同様の操作を行うことができます。

47

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
6章 コントロールメニュー

Ver.202212

6-10. セル
「コントロール」-「セル」より、パージ、攪拌、および電気化学洗浄の設定を行います。

図 6-10-1. ツールバー(左)、セル(右) 撹拌レベルの制御
攪拌ライン制御信号は、アクティブハイ(BAS)またはアクティブロー(PAR)として設定できます。
 即時撹拌
即時攪拌時間を設定します(1 ～ 32767)。 攪拌ボタンをクリックして、即時攪拌を有効にします。
 即時パージ
即時パージ時間を設定します(1 ～ 32767)。パージボタンをクリックして、即時パージを有効にします。
 即時 Cell On
セル電位(-3.276 ～ +3.276)とCell On時間( 1 ～ 32767)を設定します。Cell Onボタンをクリッ
クして電極を設定された電位、時間で安定させます。
 測定間の撹拌
測定間の攪拌を有効にするには、このボックスをオンにします。 このオプションは、「コントロール」-「測定状況」を使用してオンまたはオフにすることもできます。
 測定間のパージ
この項目をチェックすると測定間のパージを有効にします。「コントロール」-「測定状況」からこの機能をオン/オフにすることもできます。
 同時に撹拌とパージ
この項目をチェックすると攪拌とパージを同時に有効にします。
 内部ダミーセルで試験
内部にダミーセルとして 1M Ωの抵抗器を搭載しています。このオプションをチェックすると、セルはオンにならない代わりに内部ダミーセルを測定に使用します。このオプションは機器の動作試
験用です。

48

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
6章 コントロールメニュー

Ver.202212

 測定間の Cell On
デフォルトでは測定中オン、測定後オフとなります。この項目をチェックすると、測定後にセルが接続されます。セルオン時、不適切な手順でセルを接続または切断すると、電極が損傷する場合があります。接続する場合は最初に参照電極とカウンター電極を接続し、取外す場合は作用電極を最初に取外します。
 測定後初期電位に戻る
測定後に初期電位に戻ります。それ以外の場合、電位は前の測定の最終値になります。測定の間Cell Onをチェックしている場合のみ意味があります。
アイコンをクリックすると同様の操作を行うことができます。

6-11. ステップファンクション「コントロール」-「ステップファンクション」より、連続矩形波を発生するためのコマンドです。電極
処理や洗浄などに使用します。

図 6-11-1. ツールバー(左)、ステップファンクション(右)

パラメータ
開始電位
期間(s)
ステップ電位(V) / (A)ステップ時間(s)ステップセグメント

表 6-11-1. ステップファンクションパラメータ範囲
内容-5 ～ 5
開始電位
0 ～ 100000
開始電位の期間-5 ～ 5
第1(E1) / 2(E2)ステップの電位
0.0001 ～ 100000
第1 / 2ステップの期間
1 ～ 2,000,000,000
半サイクルを1セグメントとして設定

 測定
測定ボタンを押すと、ステップファンクションジェネレーターが動きます。ステータスボックスはス
テップ数、残りのステップ、時間を示しながら表示します。停止ボタンを押しますと、この機能をキャ
ンセルします。 データの取得、表示はされません。

49

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
6章 コントロールメニュー

Ver.202212

注1.

開始電位、第 1、2 ステップ電位の間の電位範囲は 13.1V 未満である必要があります。

2.

開始電位期間が 0.001 秒未満の場合、開始電位は無視されます。
ステップは、ステップ電位 1、ステップ電位 2、ステップ電位 1、ステップ電位 2、...の順で適用されます。
最終的な電位は、セグメントが奇数の場合はステップ電位 1、偶数の場合はステップ電位 2 になります。

3.

6-12. 前処理
「コントロール」-「前処理」より、測定する前に作用電極の処理を行うためのコマンドです。これは電極洗浄などに有効です。前処理は析出または静止時間の前に実行します。作用電極は、最大3つの電位ステップで処理されます

図 6-12-1. ツールバー(左)、前処理(右) 前処理条件可
前処理は析出または静止時間の前に行います。前処理を無効にする場合はボックスからチェッ
クを外します。
 電位
パラメータ範囲は -5 ～ 5 です。
 時間
パラメータ範囲は 0 ～ 6,400 です。0に設定すると、特定のステップがスキップされます。時間
設定は 1 msec未満の0以外の値が指定されている場合、時間制御が正確でない可能性があります。
 攪拌 On
このボックスにチェックをいれると、前処理中に攪拌します。
 パージ On
このボックスにチェックをいれると、前処理中にパージします。

50

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
6章 コントロールメニュー

Ver.202212

6-13. 回転ディスク電極制御「コントロール」-「回転ディスク電極制御」より、回転ディスク電極の回転速度を設定するためのコマンドです。

図 6-13-1. ツールバー(左)、回転ディスク電極制御(右) 回転速度(rpm)回転ディスク電極の速度を設定します。パラメータの範囲は0～10,000です。装置のCellControlポートから、0～10,000回転速度に対応する0 ～10 Vの電圧を出力します。
 析出時間中の回転
このボックスにチェックをいれると、ストリッピングモードでの析出中回転します。
 静止時間中の回転
このボックスにチェックをいれると、静止時間中回転します。
 測定中の回転
このボックスにチェックをいれると、測定中回転します。
 測定間の回転
このボックスにチェックをいれると、測定と測定の間回転します。

51

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
6章 コントロールメニュー

Ver.202212

6-14. その他コントロール「コントロール」-「その他コントロール」より、分光電気化学測定を行う際にスペクトロメーターを制御するためのコマンドです。CV, LSV, i-t のテクニックで機能します。
機器背面のセルコントロール端子のPin#14からの出力を利用して、スペクトロメーターを制御します。ピンの割り当ては「3-6. セルコントロール端子」を参照してください。

図 6-14-1. ツールバー(左)、その他コントロール(右) スペクトロメーター制御
Onにした状態で測定を実行すると、測定中はHighレベル(5 V)、それ以外はLowレベル(0 V)のTTL信号を出力します。Onにすると、セルコマンドの「測定前のSMDE滴下」および「水銀滴採取」の機能は使用できません。
Pin#14の初期状態での出力はHighレベル(5V)です。「スペクトロメーター制御」をOnにした状態で測定(OCPTを推奨)を実行すると、Pin#14の出力状態がLowレベル(0V)に切り替わります。
以降、測定中はHighレベル(5V)、測定中以外はLowレベル(0V)のTTL信号を出力します。
一度Onにすると、装置に電源が供給されている限りはスペクトロメーター制御Onの状態を維持します。機器のUSBケーブルの接続を外すか、PCの電源を落とすことで「スペクトロメーター制御」
を初期状態に戻します。

52

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
6章 コントロールメニュー

Ver.202212

6-15. ストリッピングモード「コントロール」-「ストリッピングモード」より、ストリッピングモードを有効にし、析出条件を設定します。ストリッピングモードは LSVのテクニックにしか利用できません。ポーラログラフィーモードが選択されていると、利用できません。

図 6-15-1. ツールバー(左)、ストリッピングモード(右) ストリッピングモード有効
このボックスにチェックをいれると、ストリッピングモードが有効になり、静止時間の前に析出ス
テップが挿入されます。析出電位、時間はこのダイアログボックスから指定できます。析出期間後、
静止時間前、電位は初期電位に戻ります。ストリッピングステップ中の電位走査は初期電位から開始します。
 析出期間パージ
このボックスにチェックをいれると、析出中に溶液をパージします。
 析出期間攪拌このボックスにチェックをいれると、析出中に溶液を攪拌します。
 析出電位、静止電位
初期電位または析出電位(D)/静止電位(Q)を選択します。初期電位を選択しない場合はダイア
ログボックス下部のフィールドに値を入力します。
 析出電位(E)上部の析出電位の選択で、析出電位(D)を選択した場合、析出期間中の電位を入力します。初期電位を選択した場合は無効となります。
 析出時間(T)パラメータ範囲は 0 ～ 100,000 です。
 静止電位(V)
上部の静止電位の選択で、静止電位(Q)を選択した場合、静止時間中の電位を入力します。初期電位を選択した場合は無効となります。

53

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
7章 グラフィックスメニュー

Ver.202212

7章 グラフィックスメニュー
ツールバーのグラフィックスメニューから選択可能な機能をご紹介します。
7-1.
現在のデータプロット「グラフィックス」-「現在のデータをプロット」より、現在のアクティブデータをプロットします。重ね書きやパラレルプロットを使用した後などに有効です。
X軸、またはY軸にカーソルを合わせると両矢印になります。その状態でX軸、またはY軸をクリックしてドラッグするとスケールの変更が可能です。
アイコンをクリックすると同様の操作を行うことができます。
軸上でダブルクリックすると、軸オプションダイアログボックスを開きます。このダイアログボック
スの設定は、グラフオプション、色,説明、フォントコマンドを使用することも可能です。固有の設定は次のとおりです。

図 7-1-1. ツールバー(左)、軸オプション(右) 軸名表示軸の値の形式を、Scientific(たとえば、1e-6A)またはEngineering(たとえば、μA)から選択できます。システムセットアップでOrientalを選択している場合、μ記号が正しく表示されません。
 Long Divisions / Short
グラフの目盛の刻みLong Divisions(主目盛)、Short(副目盛)をカスタマイズできます。右側のプルダウン(Auto，1，2，～20)から選択します。
軸の表示範囲を手動で調整する場合は、「固定」にチェックを入れ右側のボックスに範囲を入力する必要があります。

54

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
7章 グラフィックスメニュー

Ver.202212

グラフフィールドをダブルクリックすると、テキスト挿入ダイアログボックスを開きます。

図 7-1-2. テキスト挿入 テキスト
表示するテキストを入力します。 既存のテキストフィールドを消去し、ダイアログボックスを終了
するとテキストがプロットから削除されます。
 取り消しテキストフィールドをクリアします。
 X/Y
テキストの位置を変更します。XとYは、最初の文字の左上隅の座標を示します。 初期値は、ダ
ブルクリックした場所を示します。
 回転
テキストを時計回りに0〜360度まで回転させます。
 フォント
変更ボタンをクリックし、テキストのフォント、スタイル、サイズ、色を指定します。 この設定は、現在のグラフ上に挿入されているすべてのテキストに適用されます。
 テキスト表示有効
テキストを非表示にする場合は、ボックスからチェックを外します。
 デフォルト
フォントの設定をデフォルトに戻します。
 Monochrome
テキストの色を黒に設定します。

55

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
7章 グラフィックスメニュー

Ver.202212

7-2.
新規重ね書きプロット「グラフィックス」-「新規重ね書きプロット」より、1つのグラフに複数のデータのプロットを行います。この機能はデータの比較に有効です。複数のファイルを選択する場合、Ctrl キーを押しながら必要なファイルを選択します。重ね書きしたグラフに更にデータを追加する場合、他のディレクトリ
ー、ドライブからデータを重ね書きする場合は、「7-3. データを重ね書きに追加」コマンドを使用します。

図 7-2-1. ツールバー(左)、ダイアログボックス(右)グラフのスケールは現在のアクティブデータのスケールに合わせて自動調整します。重ね書きに追加したデータはアクティブデータの範囲内であればプロットされますが、範囲外の場合は手動でスケール調整を行ってください。
グラフオプション、色,説明、フォントコマンドを使用することでカスタマイズできます。この機能はデータの種類を確認しません。ユーザーが重ね書きの意義、軸の単位などを確認します。

7-3.
データを重ね書きに追加「グラフィックス」-「データを重ね書きに追加」より、重ね書きをした
グラフに更にデータを追加する場合や他のディレクトリー、ドライブ
からデータを重ね書きする場合に使用します。
グラフのスケールは現在のアクティブデータのスケールに合わせて自動調整します。両 X, Y 値がプロットスケールの中にあるのであれば、データポイントはプロットされます。グラフオプション、色,説明、
フォントコマンドを使用することでカスタマイズできます。この機能はデータのテクニックを確認しません。
重ね書きしたグラフを開いていない場合には使用できません。

56

図 7-3-1. ツールバー

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
7章 グラフィックスメニュー

Ver.202212

7-4.
重ね書きの再プロット「グラフィックス」-「重ね書きの再プロット」より、最新の重ね書
きプロットを表示します。現在のデータプロットを使用した後などに有効です。

図 7-4-1. ツールバー

7-5.
重ね書きの管理「グラフィックス」-「重ね書きの管理」より、選択しているデータの入れ替えを行います。

図 7-5-1. ツールバー(左)、重ね書き管理(右)






追加
重ね書きするデータを追加する場合に使用します。
上に移動 / 下に移動
重ね書きしているデータの順番を変更できます。この順番はグラフ上の表示にも反映されます。
除去
重ね書きするデータを消去する場合に使用します。

57

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
7章 グラフィックスメニュー

Ver.202212

7-6.
新規パラレルプロット「グラフィックス」-「新規パラレルプロット」より、複数のデータを並べてプロットします。異なるテクニック、比較したいデータを表示するのに有効です。
複数のファイルを選択する場合、Ctrl キーを押しながら必要なファイルを選択します。更にデータを追加する場合、他のディレクトリ
ー、ドライブからデータを追加する場合は、「7-7．データをパラレルに追加」コマンドを使用します。
グラフのスケールは個々のデータに合わせて自動調整します。
グラフオプション、色,説明、フォントコマンドを使用することでカスタマイズできます。この機能はデータの種類を確認しません。

図 7-6-1. ツールバー

7-7.
データをパラレルに追加「グラフィックス」-「データをパラレルに追加」より、パラレル表示
したグラフに更にデータを追加する場合や他のディレクトリー、ドライブからデータを追加する場合に使用します。
グラフのスケールは個々のデータに合わせて自動調整します。
グラフオプション、色,説明、フォントコマンドを使用することでカスタマイズできます。この機能はデータの種類を確認しません。
パラレルプロットしたグラフを開いていない場合には使用できません。

図 7-7-1. ツールバー

7-8.
パラレルの再プロット「グラフィックス」-「パラレルの再プロット」より、最新のパラレルプロットを表示します。現在のデータプロットを使用した後などに有効です。

図 7-8-1. ツールバー

58

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
7章 グラフィックスメニュー

Ver.202212

7-9.
パラレルの管理「グラフィックス」-「パラレルの管理」より、選択しているデータの入れ替えを行います。使用方法は、「7-5. 重ね書きの管理」を参照ください。

図 7-9-1. ツールバー

7-10. ズーム
「グラフィックス」-「ズーム」より、グラフの拡大を行います。
ズームモードに入ると、マウスカーソルはグラフ上で上矢印として表示されます。ズームインするには、左クリックして拡大する範囲をドラッグします。
拡大表示を元に戻す場合や、ズームモードを終了するには時には、ズームコマンドを再度クリックします。
アイコンをクリックすると同様の操作を行うことができます。
図 7-10-1. ツールバー

7-11. マニュアル結果「グラフィックス」-「マニュアル結果」より、ピークまたは波形ポテ
ンシャル、電流、面積を手動で設定し表示します。ピークまたは波形のベースラインを視覚的に調べることができます。
マニュアルモード中は、カーソルがグラフ領域で上矢印として表示されます。ピークまたは波形を正確に指定するには、ピーク定義
コマンドからピーク形状をガウス、拡散、シグモイドの中から定義します。

 ガウスピークの場合
図 7-11-1. ツールバー
ベースラインはピークにまたがる2つのポイントによって決定されます。1つ目のポイントで左クリックし、もう1つのポイントにドラッグして左ボタンを離します。ピークからベースラインまでの垂直線が表示され、対応する数値がグラフの右側に表示されます。
 拡散ピークの場合
ベースラインは、ピークの前に足を伸ばすことによって決定されます。足を左クリックし、ピーク電位を超えてドラッグし、左ボタンを離します。ピークからベースラインまでの垂直線が表示され、対応する数値がグラフの右側に表示されます。この場合、ピーク面積の半分が報告されていることに注意してください。

59

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
7章 グラフィックスメニュー

Ver.202212

 シグモイド波の場合
2つのベースラインが必要です。1つは波の足元に、もう1つは波のプラトー部分にです。左クリッ
クしてドラッグし、各ベースラインを描画します。 2つのベースラインを接続し、波の中央を横切る
垂直線が表示され、対応する数値がグラフの右側に報告されます。
アイコンをクリックすると同様の操作を行うことができます。

7-12. ピーク定義「グラフィックス」-「ピーク定義」より、ガウス、拡散またはシグモイドのピーク波形を定義しま
す。ピーク(または波形) 電位、半波電位、ピーク(または波形) 電流、ピーク面積を定義することができます。

図 7-12-1. ツールバー(左)、ピーク定義(右) ピーク形状
ピーク波形をガウス、拡散、シグモイドから定義します。デフォルトのピーク波形は電気化学テクニックに基づいて割り当てられます。この設定は変更可能です。
 レポートオプション
ピーク(または波形) 電位、半波電位、ピーク(または波形) 電流、ピーク面積を報告する場合に設定することができます。
 ピーク、波形電位範囲の探索
ピーク波形に応じて、検索するピーク電位範囲を調整します。広いピークまたは波形の場合は電位範囲を大きくする必要があり、逆もまた同様です。電位範囲はピークまたは波形の両側を含める必要があります。
サイクリックボルタンメトリーデータの場合、グラフメニューのグラフオプションコマンドでセグメン
トを選択できます。
アイコンをクリックすると同様の操作を行うことができます。

60

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
7章 グラフィックスメニュー

Ver.202212

7-13. XY プロット
「グラフィックス」-「XY プロット」より、X-Y データを作成し、データへの直線フィッティングを行います。データ編集後、OK ボタンをクリックします。
結果のプロットは一時的なものであり、他のデータ表示コマンドを実行すると消えてしまいます。グラフオプション、色,説明、フォントコマンドを使用することでカスタマイズできます。

図 7-13-1. ツールバー(左)、XYプロット(右) XY データ配列編集
XY データポイントを入力します。X値とY値をコンマまたはスペースを使用して、1行に1ペアになるよう区切ります。
 読込み
保存したデータを読み込みます。
 保存
データを保存します。X/Y軸タイトル、単位、ヘッダー、注は一緒に保存されます。
 重ね書きXY データ配列編集のデータに重ね書きを行います。表示されたダイアログボックスより、データ
を選択します。データマーカーと線の両方を表示するには、それぞれを異なる名前でデータを保存
し、色,説明コマンドで適切な説明を選択します。グラフのスケールはXY データ配列編集のデータに合わせて自動調整します。スケールを固定する場合はグラフオプションコマンドを使用します。
 パラレルプロット
データをパラレルにプロットします。表示されたダイアログボックスより、データを選択します。グラフのスケールは読み込んだデータに合わせて自動調整します。スケールを固定する場合はグラ
フオプションコマンドを使用します。

61

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
7章 グラフィックスメニュー

Ver.202212

 プロット
このコマンドを使用すると、XY データ配列編集に入力されたデータをプロットします。グラフのスケールは自動調整されます。
 X / Y軸タイトル
X軸とY軸のタイトルを入力します。
 単位
X / Y軸の単位を入力します。
 ヘッダー
ヘッダー用の入力フィールドです。グラフの上に表示されない場合は、グラフオプションのチェッ
クボックスを確認してください。
 注
実験条件やコメントを入力するフィールドです。グラフ上には表示されませんが、データ情報として記録されます。後から実験内容を見返す際に使用します。
 直線フィッティング
最小二乗法により近似曲線を作成し、最適なフィッティングラインをプロット上に表示します。

62

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
7章 グラフィックスメニュー

Ver.202212

7-14. Levich plot他「グラフィックス」-「Levich plot他」より、選択したタイプに合わせてプロットを行います。
結果のプロットは一時的なものであり、他のデータ表示コマンドを実行すると消えてしまいます。グラフオプション、色,説明、フォントコマンドを使用することでカスタマイズできます。

図 7-14-1. ツールバー(左)、Levich plot他

 ピーク電位窓
ピークを検索する電位範囲を入力します。検出された最初のピークを使用してプロットします。
Levichプロット、Koutecky-Levichプロット作成に使用する場合は、ピーク電位窓に拡散限界電流が得られる電位とバックグラウンド電流時の電位をそれぞれ入力します。2点Esでの電流を使用にチェックをいれます。
 プロットのタイプ
ピーク電流 対 スキャン速度、ピーク電流 対 スキャン速度の平方根、ピーク電位 対 スキャン速度の対数、Levichプロット、Koutecky-Levichプロットから選択します。
可逆的な表面反応の場合、ピーク電流はスキャン速度に比例します。
薄層セルの場合
可逆系：

𝑖𝑝 =

不可逆系：

𝑖𝑝 =

∗
𝑛2 𝐹2 𝑣𝑉𝐶𝑂

4𝑅𝑇∗
𝑛𝛼𝑛𝑎 𝐹2 𝑣𝑉𝐶𝑂

2.718𝑅𝑇

表面反応の場合
可逆系：

𝑖𝑝 =

不可逆系：

𝑖𝑝 =

𝑛2 𝐹2 𝑣𝐴𝛤𝑂∗
4𝑅𝑇𝑛𝛼𝑛𝑎 𝐹2 𝑣𝐴𝛤𝑂∗
2.718𝑅𝑇

可逆拡散系の場合、ピーク電流はスキャン速度の平方根に比例します。
1/2

可逆系：

𝑖𝑝 = (2.69 × 105 )𝑛3/2 𝐴𝐷𝑂 𝑣 1/2 𝐶𝑂∗

不可逆系：

𝑖𝑝 = (2.99 × 105 )𝑛(𝛼𝑛𝑎 )1/2 𝐴𝐷𝑂 𝑣 1/2 𝐶𝑂∗

1/2

63

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
7章 グラフィックスメニュー

Ver.202212

ピーク電位は可逆系の場合、スキャン速度と無関係である必要があります。 スキャン速度によるピーク電位の変化は反応速度が遅いか、化学的複雑さを表します。
先行反応(𝐶𝑟 𝐸𝑟 )：𝐸𝑝/2 = 𝐸 𝑂 −

0.007
𝑛

−

0.029
𝑛

log 𝑘𝑏 +

0.029
𝑛

log 𝑣

𝑘𝑏 ：先行反応の逆反応速度定数
後続反応：

𝐷

𝑅𝑇

1/2

𝑅𝑇

𝑅𝑇

𝑘𝑅𝑇

𝐸𝑝 = 𝐸 𝑂 + 𝑛𝐹 ln 𝑂1/2 − 0.78 𝑛𝐹 + 2𝑛𝐹 ln 𝑛𝐹𝑣
𝐷𝑅

𝑘：化学反応速度定数
Levich式：

1/2

𝑖𝐿 = 0.62𝑛𝐹𝐴𝐷2/3 ω 𝑣 −1/6 𝐶 ∗ω：電極の角回転速度
1/2

Koutecky-Levich式： 𝑖 −1 = 𝑖𝑘−1 + (0.62𝑛𝐹𝐴𝐷2/3 ω−1𝑣 −1/6 𝐶 ∗ ) 直線フィッティング
最小二乗法により近似曲線を作成し、最適なフィッティングラインをプロット上に表示します。
 Intersept =0
プロット図の近似直線が原点を通過します。
 レポートパラメータ
プロット図にパラメータを表示します。
 既知パラメータ入力、レポートのパラメータを選択
濃度(mol/L)、電極径(mm)、動粘度(cm^2/s)、電子移動数、拡散係数(cm^2/s)の中から算出したいパラメータを1つ選択します。それ以外は既知のパラメータを入力します。
 ファイル選択
プロットするデータ(CV または LSV データのみ)を選択します。異なるスキャン速度で取得した
データファイルを、少なくとも3つ選択します。

64

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
7章 グラフィックスメニュー

Ver.202212

ピーク変数プロットの操作法【プロットタイプ：Koutecky-Levich】
1. ピーク電位窓に拡散限界電流が得られる電位と、バックグラウンド電流時の電位をそれぞれ入力します。2点Esでの電流を使用にチェックをいれます。

図 7-14-2. パラメータ入力

2. プロットのタイプから、Koutecky-Levich Plotを選択します。
3. 既知パラメータ入力、レポートのパラメータを選択から算出したいパラメータを選択します。
今回は電子移動数を選択し、それ以外は既知の値を入力しました。
4. 直線フィッティングをチェックすると近似直線をプロットします。
Intersept = 0をチェックすると、プロット図の近似直線が原点を通過します。KouteckyLevich Plotを選択し、Intersept = 0をチェックしない場合(切片≠0)は、算出した活性化支配電流ik(A)をプロット図上に表示します。
レポートパラメータをチェックすると、プロット図上に各パラメータを表示します。

図 7-14-3. パラメータ表示

5. ファイル選択より、データを3個以上選択します。
6. 結果はプロット図に表示します。近似直線の傾き、切片、相関係数およびパラメータが表示されます。算出したいパラメータは一番下に表示されます。

65

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
7章 グラフィックスメニュー

Ver.202212

7-15. 半対数プロット「グラフィックス」-「半対数プロット」より、電流-電圧半対数プロットを作成します。このコマンドは定常状態応答のデータ解析には有効です。半積分、積分による拡散またはピーク波形の応答をシグモイド曲線に変換し、データ解析を行います。
可逆反応の場合、電位軸の切片は半波電位であり傾きは0.059/n V です。予想される傾きからのずれは電極反応の反応速度が遅いこと、または複雑であることを示します。
結果のプロットは一時的なものであり、他のデータ表示コマンドを実行すると消えてしまいます。
グラフオプション、色,説明、フォントコマンドを使用することでカスタマイズできます。

図 7-15-1. ツールバー(左)、半対数プロット

 電位窓
ピークを検索する電位範囲を入力します。検出されたピークを使用してプロットします。
プロットしたいデータの電位窓を入力します。電位窓は半波電位の±0.059/n V である必要があります。指定された電位窓を超えるデータポイントは無視されます。
 直線フィッティング
最小二乗法により近似曲線を作成し、最適なフィッティングラインをプロット上に表示します。

66

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
7章 グラフィックスメニュー

Ver.202212

7-16. スペシャルプロット「グラフィックス」-「スペシャルプロット」より、リニアースィープボルタンメトリーのデータを解析することで分極抵抗を算出します。
結果のプロットは一時的なものであり、他のデータ表示コマンドを実行すると消えてしまいます。
グラフオプション、色,説明、フォントコマンドを使用することでカスタマイズできます。

図 7-16-1. ツールバー(左)、スペシャルプロット(右) E (V,i=0)
電流値が0 Aとなる電位を自動的に検出して表示します。
 Window(V)
表示する電位範囲を指定します。0 Aの測定点が見つからない場合はエラーメッセージが表示されます。
パラメータを入力しOKをクリックすると分極抵抗プロットが表示され、分極抵抗と相関係数が算出されます。

図 7-16-2. スペシャルプロット表示例 LSV(左)、分極抵抗プロット(右)67モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
7章 グラフィックスメニュー

Ver.202212

7-17. グラフオプション「グラフィックス」-「グラフオプション」より、グラフの見出しの設定、XY グリッドの表示、軸の反転などを行います。
 スクリーン
画面上でのグラフ表示の設定を行います。ヘッダー、軸、ベースラ
イン、変数(パラメータ)、結果を非表示にするには、対応するボックスのチェックを外します。ヘッダーはグラフの上部に表示されるタイトルであり、ヘッダーのフィールドに入力した内容を表示します。ベースラ
インは、ピークまたは波形を視覚的に定義するために引かれます。
 プリンター
印刷時のグラフの表示設定を行います。非表示にするには、対応するボックスのチェックを外します。
 グリッド / 反転
XまたはYグリッドを非表示にする場合や、軸の反転を無効にする
場合には、対応するボックスのチェックを外します。軸の極性を持続的に反転する場合は、セットアップメニューのシステムコマンドを使用します。
 X / Y軸固定
図 7-17-1. ツールバー
対応するボックスをチェックすると、X軸またはY軸の範囲を固定します。右の入力フィールドに最小値と最大値を入力します。 ボックスからチェックを外すと元のスケールに戻ります。ボックスにチェックを入れないとフィールドの内容は反映されません。目盛は切りの良い数値で表示されるため、入力した値で固定できないことがあります。

図 7-17-2. グラフオプション68

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
7章 グラフィックスメニュー

Ver.202212

 測定中Y軸固定
測定中Y軸を固定します。固定しない場合は、測定値に合わせてスケールを自動調整します。
 X / Y軸タイトル
電気化学テクニック毎にデフォルトのXY軸タイトルを表示しますが、カスタマイズする場合、ボックスをチェックしフィールドに入力します。
 単位
軸タイトルの単位または次元を入力します(例えば、電流の単位はA、次元の記号はI。時間の単位はs、次元の記号はT。)。X / Y軸タイトルをチェックした場合、有効になります。
 X / Y軸スケール
デフォルトのフルサイズの1 から数値を変更することで、グラフサイズを変更します。入力範囲
は0.1～1です。
 セグメント
表示するセグメントの範囲を入力します。
 データ
プロットしたいデータを選択します。選択可能な内容はテクニックにより異なります。
 カーソルをデータポイントに固定
グラフ領域のカーソル動作を制御します。 Lockを選択すると、カーソルがデータポイントにロッ
クされます。 マウスをX方向に動かすと、カーソルがデータ曲線に沿って移動します。 Freeを選択
すると、カーソルは自由に移動します。
 電極面積
この値は、電流密度を計算するために使用します。
 電流密度
このボックスをチェックすると、電流密度を表示します。
 E vs 参照電極
このボックスをチェックすると、電位軸タイトルの後ろに参照電極名を追加します。
 参照電極測定に使用した参照電極を入力します。E vs 参照電極のボックスをチェックすると、電位軸タイ
トルの後ろに表示されます。
 CV時間表示
X軸を電位から時間表示に変更します。CV,LSVの測定データでのみ表示します。
 ヘッダー
ヘッダー用の入力フィールドです。ヘッダーを表示する場合、スクリーンまたはプリンター内のヘッダー用のボックスをチェックします。
 注
実験条件やコメントを入力するフィールドです。グラフ上には表示されませんが、データ情報として記録されます。後から実験内容を見返す際に使用します。
アイコンをクリックすると同様の操作を行うことができます。

69

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
7章 グラフィックスメニュー

Ver.202212

7-18. 色,説明「グラフィックス」-「色、説明」より、グラフの色と線種を設定します。
 色
曲線、グリッド、軸、背景の色を設定します。曲線 0 はアクティ
ブデータ、曲線1 ～ 9 は重ね書きプロットを表しています。変更ボ
タンをクリックすると、色の選択ができます。テキストの色を変更する場合、「7-19.フォント」を参照してください。
 説明
データ曲線とグリッドのマーカーまたは線の種類を指定します。
 サイズ
マーカーのサイズまたは線の太さを指定します。
 間隔
プロットのデータ間隔を変更します。この値をNに設定すると、N番目ごとのデータポイントをプロットします。デフォルト値は1です。
重ね書きの時などに役に立ちます。
 デフォルト
デフォルトボタンをクリックすると、初期状態にリセットされます。
アイコンをクリックすると同様の操作を行うことができます。

図 7-18-2. 色選択70

図 7-18-1. ツールバー

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
7章 グラフィックスメニュー

Ver.202212

7-19. フォント
「グラフィックス」-「フォント」より、グラフ上で使用するテキストのフォント、スタイル、サイズ、色を設定します。
図 7-19-2の変更ボタンをクリックし、表示された図 7-19-3のウインドウより設定の変更を行います。

図 7-19-2.フォントの選択

図 7-19-1. ツールバー

図 7-19-3. フォント

Y軸のタイトルは下から上に読みます。印刷時Y軸のタイトルの回転は、印刷の正しい向きを取得するには使用するプリンターによって調整が必要な場合に使用します。デフォルトボタンをクリッ
クすると、初期状態にリセットされます。モノクロボタンをクリックすると、各項目の色が黒に変更になります。
アイコンをクリックすると同様の操作を行うことができます。

71

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
7章 グラフィックスメニュー

Ver.202212

7-20. クリップボードにコピー「グラフィックス」-「クリップボードにコピー」より、ソフトウェア上で表示しているグラフをクリップボードにコピーします。このコマンド
は測定やデジタルシュミレーションを実行中でも使用可能です。
Alt+ PrintScreen のキーボードショートカットと同様な効果があります。
アイコンをクリックすると同様の操作を行うことができます。

図 7-20-1. ツールバー72

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
8章 データ処理メニュー

Ver.202212

8章 データ処理メニュー
ツールバーのデータ処理メニューから選択可能な機能をご紹介します。
8-1.
スムージング「データ処理」-「スムージング」より、現在のデータのスムージングを行います。

図 8-1-1. ツールバー(左)、スムージング(右) メソード選択
最小二乗法、またはフーリエ変換スムージングを選択します。
 最小二乗ポイント
5〜49の奇数のポイントを選択します。ポイントが多いほど、スムージングは向上しますが、歪みが大きくなる可能性があります。
Savitzky、Golayのアルゴリズムを使用して実行します。このアルゴリズムの詳細については、"Smoothing and Differentiation of Data by Simpliﬁed Least Squares Procedures", Anal.
Chem., 36, 1627-1639 (1964) を参照してください。
 フーリエカットオフ (1/s or 1/V)
フィルターカットオフ周波数を指定します。i-tなどの場合、フーリエ共役周波数の単位は1/sまたはHz、ボルタンメトリーの場合は 1/Vです (1ボルトの電位範囲で許容される信号サイクルの数)。
カットオフを低くするとスムージングが向上しますが、歪みが発生する可能性があります。
D.E. Smith 他のアルゴリズムによって行われます。このアルゴリズムの詳細については、"Some Observations on Digital Smoothing of Electroanalytical Data Based on the Fourier
Transformation", Anal. Chem., 45, 277-284 (1973) を参照してください。
一般的に、フーリエ変換スムージングは非常に効果的です。シグナルバンドがノイズバンドと分離されている場合、歪みは最小限に抑えられます。ただし、この方法は最小二乗法スムージング
よりも時間がかかります。
 測定後のスムージング
このボックスをチェックすると、測定後に自動でスムージングが行われます。この機能は、「コントロール」-「測定状況」からも切り替えが可能です。

73

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
8章 データ処理メニュー

Ver.202212

 現在のデータを無効にする
このボックスをチェックすると、現在アクティブなデータに変換されたデータを上書きします。チェックを外した場合、変換されたデータで上書きされず「現在のデータプロット」を選択すると元のデータを表示します。
アイコンをクリックすると同様の操作を行うことができます。
8-2.
微分「データ処理」-「微分」より、現在のデータを微分します。
一次微分すると Y 軸は Y 単位 /X 単位となりますが、単位は正確に表示されない場合があります。

図 8-2-1. ツールバー(左)、微分(右) 微分次数
一次、二次、三次、四次、五次から微分の次数を選択します。
 最小二乗法ポイント
5〜49の奇数のポイントを選択します。ポイントが多いほど、スムージングは向上しますが、歪みが大きくなる可能性もあります。数値微分は高周波ノイズを増幅するため、比較的多数のポイン
トが必要となります。
Savitzky、Golayのアルゴリズムを使用して実行します。このアルゴリズムの詳細については、"Smoothing and Differentiation of Data by Simpliﬁed Least Squares Procedures", Anal.
Chem., 36, 1627-1639 (1964) を参照してください。
 現在のデータを無視
このボックスをチェックすると、現在アクティブなデータに変換されたデータを上書きします。チェックを外した場合、変換されたデータで上書きされず「現在のデータプロット」を選択すると元のデータを表示します。
アイコンをクリックすると同様の操作を行うことができます。

74

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
8章 データ処理メニュー

Ver.202212

8-3.
積分「データ処理」-「積分」より、現在のデータを積分します。
積分すると Y 軸は Y 単位 x X 単位となります。例えば、ボルタンメトリーの場合、Y 軸はAV となり、i-t の場合、Y 軸は AS(クーロン) となります。

図 8-3-1. ツールバー(左)、積分(右)積分を行う場合、OK をクリックします。
 現在のデータを無効にする
このボックスをチェックすると、現在アクティブなデータに変換されたデータを上書きします。チェックを外した場合、変換されたデータで上書きされず「現在のデータプロット」を選択すると元のデータを表示します。
8-4.
半積分、半微分「データ処理」-「半積分,半微分」より、現在のデータを半積分または半微分します。
半微分を使用すると拡散のピークをガウスピークに変換でき、解像度の向上と測定が容易になります。拡散ピークをシグモイド波形に変換し、時間―独立した定常状態プラトーになります。電流―電圧半対数分析を含むポーラログラフィック理論データ解釈に使用できます。

図 8-4-1. ツールバー(左)、半積分,半微分(右)75

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
8章 データ処理メニュー

Ver.202212

 次数の選択
半積分または半微分を選択します。
 現在のデータを無視
このボックスをチェックすると、現在アクティブなデータに変換されたデータを上書きします。チェックを外した場合、変換されたデータで上書きされず「現在のデータプロット」を選択すると元のデータを表示します。
アイコンをクリックすると同様の操作を行うことができます。

8-5.
補間「データ処理」-「補間」より、現在のデータにデータポイントを挿入します。

図 8-5-1. ツールバー(左)、補間(右) データ挿入
乗数が大きいほど挿入されるポイントが多くなります。 データポイント数がメモリサイズを超えると、警告が表示されコマンドが終了します。 乗数は2の累乗のみとなり、フーリエ変換が使用されます。
 現在のデータを無効にする
このボックスをチェックすると、現在アクティブなデータに変換されたデータを上書きします。チェックを外した場合、変換されたデータで上書きされず「現在のデータプロット」を選択すると元のデータを表示します。

76

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
8章 データ処理メニュー

Ver.202212

8-6.
ベースラインフィッティング&減算「データ処理」-「ベースラインフィッティング&減算」より、ベースラインをフィッティングし、現在のデータからフィッティングカーブを減算します。ピーク評価を行う際に非常に役立ちます。特定のピークと実験手法でのみ機能します。
CVデータなど、複数のセグメントがある場合は、グラフメニューのグラフオプションコマンドから使用するセグメントを選択します。

図 8-6-1. ツールバー(左)、ベースラインフィッティング & 減算(右) ピーク範囲
ベースラインをフィッティングするには、ピークを避けて2つのピーク範囲を指定する必要があります。フィッティングした結果が理想的でない場合、ピーク範囲やフィッティング次数の調整が必要
かもしれません。
ピークが複数ある場合はピーク毎に範囲を指定します。最大5つまで設定可能です。複数のピークをカバーするように全体の電位または時間範囲を指定します。
 ベースラインフィッティングアルゴリズム次数
フィッティングには、直交最小二乗法と最小二乗法を使用します。1次は線形近似 aX+b 、2次のフィッティングは aX2+bX+c となります。
 オリジナルデータを無視するために保存「何もせず」を選択した場合、元データとフィッティングしたベースラインがプロットされ、元データは変更されません。「差分」を選択した場合、元データは差分データに置き換わります。「ベースライン」を選択した場合、フィッティングしたベースラインデータが保存されます。
 ベースライン参照
元のデータとフィッティングしたベースラインを一緒にプロットし、結果を評価します。「現在のデータプロット」を選択すると元のデータを表示します。
ベースラインを非表示にする場合は、「グラフオプション」のスクリーンのベースラインをオフにします。

77

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
8章 データ処理メニュー

Ver.202212

 差分参照元のデータとフィッティングされたベースラインの差をプロットし、結果を評価します。「現在のデータプロット」を選択すると元のデータを表示します。
アイコンをクリックすると同様の操作を行うことができます。

8-7.
リニアーベースライン補正「データ処理」-「リニアーベースライン補正」より、現在のデータのベースラインを視覚的に補正します。ベースラインの勾配を補正し、曲線のDCレベルをシフトします。

図 8-7-1. ツールバー(左)、ベースライン補正(右)補正を行う場合、OK ボタンをクリックすると、カーソルが上矢印に変わります。
ベースライン勾配を補正する場合、開始点で左クリックしてドラッグし、傾斜したベースラインを定義します。左クリックを離すと、このラインはデータから差し引かれます。線で覆われていないXの値は影響を受けません。
DCレベルをシフトする場合、左クリックしてドラッグしゼロを定義する水平線を作成します。 X軸
範囲全体をカバーする線を引く必要はありません。
CVデータなど、複数のセグメントがある場合は、グラフメニューのグラフオプションコマンドから使用するセグメントを選択します。
ベースライン補正コマンドは一回の起動で、一回の補正が可能です。複数回補正を行う場合は、繰り返しコマンドを使用してください。
 現在のデータを無効
このボックスをチェックすると、現在アクティブなデータに変換されたデータを上書きします。チェックを外した場合、変換されたデータで上書きされず「現在のデータプロット」を選択すると元のデータを表示します。

78

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
8章 データ処理メニュー

Ver.202212

8-8.
データポイント除去「データ処理」-「データポイント除去」より、現在のデータの最初または最後から、必要のないデータポイントを除去します。

図 8-8-1. ツールバー(左)、データポイント除去(右) 最初のデータポイント除去
データの先頭から削除するデータポイントの数を入力します。入力した数がゼロの場合、データは削除されません。
 最終のデータポイント除去
データの最後から削除するデータポイントの数を入力します。入力した数がゼロの場合、データは削除されません。
 現在のデータを無視
このボックスをチェックすると、現在アクティブなデータに変換されたデータを上書きします。チェックを外した場合、変換されたデータで上書きされず「現在のデータプロット」を選択すると元のデータを表示します。

79

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
8章 データ処理メニュー

Ver.202212

8-9.
データポイント修正「データ処理」-「データポイント修正」より、現在のデータのデータポイントを視覚的に変更します。

図 8-9-1. ツールバー(左)、データポイント修正(右)データポイントを修正する場合、OK ボタンをクリックすると、カーソルが上矢印に変わります。
データ表示範囲でカーソルを移動すると、カーソルのX軸の対応する位置に十字線が表示されます。カーソルを水平方向に動かして変更するデータポイントで左クリックし、ドラッグして垂直方向にデータポイントを移動し、左クリックを離します。 古いデータポイントが消去され、新しい位置にデータポイントが表示されます。
 セグメント
変更したいセグメントを選択します。有効な範囲は使用する電気化学テクニックによって異なります。
 現在のデータを無効にする
このボックスをチェックすると、現在アクティブなデータに変換されたデータを上書きします。チェックを外した場合、変換されたデータで上書きされず「現在のデータプロット」を選択すると元のデータを表示します。

80

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
8章 データ処理メニュー

Ver.202212

8-10. バックグラウンド減算「データ処理」-「バックグラウンド減算」より、2つのデータ間の差を計算します。例えば、最初にブランクの溶液で測定しデータを保存します。次に、サンプルを用いて測定します。バックグラウン
ド減算を実行すると、このデータ間の差を計算しプロットします。
このコマンドを使用する場合、データは同じ実験タイプ、同じXデータ配列である必要があります。
表示されたダイアログボックスから減算するデータを選択し、現在のデータとの差を計算します。

図 8-10-1. ツールバー(左)、ダイアログボックス(右)8-11. 信号平均化「データ処理」-「信号平均化」より、現在のデータと保存されているデータの間で信号の平均化を実行します。現在のデータは常に平均化に含まれます。いくつかのデータセットを単純に加算し、その結果をデータセットの数で割ることによって計算します。Xデータ配列が現在のデータと異なる
データは無視されます。

図 8-11-1. ツールバー81

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
8章 データ処理メニュー

Ver.202212

8-12. 数学操作
「データ処理」-「数学操作」より、現在のデータに対して数学処理を実行します。使用できる演算
は、加算、減算、乗算、除算、指数、対数、平方根、平方根、および逆数であり、Xデータ値とYデータ値の両方に適用できます。

図 8-12-1. ツールバー(左)、数学操作(右) 操作の選択
データに適用する操作の選択を行ないます。加算、減算、乗算、除算を選択した場合、加算、減算、乗算、除算操作フィールドに2つ目のオペランドを指定する必要があります。
 データ選択
Xデータ配列またはYデータ配列のいずれかを選択します。
 加算、減算、乗算、除算操作
操作の選択で、加算、減算、乗算、除算を選択した場合に入力します。
 現在のデータを無効にする
このボックスをチェックすると、現在アクティブなデータに変換されたデータを上書きします。チェックを外した場合、変換されたデータで上書きされず「現在のデータプロット」を選択すると元のデータを表示します。

82

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
8章 データ処理メニュー

Ver.202212

8-13. フーリエスペクトル「データ処理」-「フーリエスペクトル」より、現在のデータのフーリエスペクトルを得ることができます。

図 8-13-1. ツールバー(左)、フーリエスペクトル(右) X スケール
フーリエスペクトルのXデータ配列は、n th comp.(n番目の成分)、1/s(Hz)スケール、または1/V
スケールから選択します。一般的には、n th comp.を使用します。物理的意味は、実験パラメータから導き出されます。
1/s(Hz)および1/Vスケールは、明確な物理的意味があります。タイムベースの実験では1/s(Hz)スケールを使用する必要があり、1/Vは無効です。ボルタンメトリー実験では1/s(Hz)スケールが有効でない可能性があるため、1/Vを使用する必要があります。CVおよびLSVは、1/s(Hz)スケールと1/Vスケールの両方を使用できます。
 Y スケール
Yデータ配列にはフーリエ係数が含まれており、線形または対数スケールのいずれかを選択します。
 Y Expression
フーリエスペクトルのグラフ表示方法をMagnitude (振幅)、Real(実部)およびImaginary(虚部)から選択します。

図 8-13-2. フーリエスペクトル表示例

 現在のデータを無効にする
このボックスをチェックすると、現在アクティブなデータに変換されたデータを上書きします。チェックを外した場合、変換されたデータで上書きされず「現在のデータプロット」を選択すると元のデータを表示します。
83

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
9章 分析メニュー

Ver.202212

9章 分析メニュー
ツールバーの分析メニューから選択可能な機能をご紹介します。
9-1.
キャリブレーション曲線「分析」-「キャリブレーション曲線」より、キャリブレーション曲線を作成します。

図 9-1-1. ツールバー(左)、キャリブレーション曲線(右) スタンダード #標準溶液から得られた濃度とピーク高さ/電流を入力します。
 未知物質未知物質濃度計算するために未知物質のピーク高さを入力します。
 X 軸 / Y軸タイトル
プロットする X 軸 / Y軸タイトルを入力します。
 X 軸 / Y軸単位
プロットする X 軸 / Y軸単位または次元を入力します。
 ヘッダー
ヘッダー用の入力フィールドです。グラフ上部に表示されない場合は、グラフオプションを確認してください。
 注意
実験条件やコメントを入力するフィールドです。グラフ上には表示されませんが、データ情報として記録されます。後から実験内容を見返す際に使用します。
 読込み
保存したデータを読み込みます。
 保存
軸タイトル、単位、ヘッダー、注意と共にデータと一緒に保存します。
 計算
検量線の傾き、切片、および相関係数を計算します。 未知のピーク高さが与えられた場合、未知の濃度も計算されます。
 プロット
検量線をプロットし、データ範囲に応じて自動的にスケーリングします。

84

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
9章 分析メニュー

Ver.202212

9-2.
スタンダード添加「分析」-「スタンダード添加」より、スタンダード添加法による未知物質濃度を算出します。ス
タンダード添加法の場合、最初に未知物質を測定し、ピーク高さを記録します。次に標準溶液の添加を行いながら、ピーク高さを再度測定します。通常、添加量はサンプル組成を維持するために総容量よりもはるかに少量とします。増加濃度は未知物質と同等であることが望ましいです。

図 9-2-1. ツールバー(左)、スタンダード添加(右) 未知物質未知物質濃度計算するために未知物質のピーク高さを入力します。
 添加 #
標準溶液を追加した後の濃度とピーク高さ/電流を入力します。
 X 軸 / Y軸タイトル
プロットする X 軸 / Y軸タイトルを入力します。
 X 軸 / Y軸単位
プロットする X 軸 / Y軸単位または次元を入力します。
 ヘッダー
ヘッダー用の入力フィールドです。グラフ上部に表示されない場合は、グラフオプションを確認してください。
 注意
実験条件やコメントを入力するフィールドです。グラフ上には表示されませんが、データ情報として記録されます。後から実験内容を見返す際に使用します。
 読込み
保存したデータを読み込みます。
 保存
軸タイトル、単位、ヘッダー、注意と共にデータと一緒に保存します。
 計算
検量線の傾き、切片、および相関係数を計算します。 未知のピーク高さが与えられた場合、未知の濃度も計算されます。
 プロット
検量線をプロットし、データ範囲に応じて自動的にスケーリングされます。

85

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
9章 分析メニュー

Ver.202212

9-3.
データファイルレポート「分析」-「データファイルレポート」より、キャリブレーション曲線のピーク電位範囲、スロープ、切片を入力し、保存したデータファイル用の分析する成分の濃度またはピーク電流をレポートします。

図 9-3-1. ツールバー(左)、データファイルレポート(右) 成分
分析する成分名を入力します。最大4成分の検出をできます。
 Ep From…Ep To…
ピーク電位範囲を入力します。プログラムがピークを検出するとき、指定された範囲内の最初のピークが選択されます。 種ごとの範囲が重ならないようにする必要があります。
 スロープ化合物の濃度を計算するために各種の検量線の傾きを入力します。レポートデータ形式が濃度、スロープがゼロの場合は警告(Slope can not be zero or negative)を表示します。

図 9-3-2. Data File Report Error

 切片
化合物の濃度を計算するために各種の検量線の切片を入力します。
 ピーク形状
最も適したピーク形状をガウス、拡散、およびシグモイドから選択します。
 データタイプ
濃度をレポートするために、オリジナルデータ、半微分、一次微分を選択できます。
 種の数
データファイルレポートの種の数を入力します。
 濃度単位
濃度単位、または次元(ppmまたはM)を入力します。

86

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
9章 分析メニュー

Ver.202212

 レポートファイル
レポートテキストファイルを保存する場合はファイル名を入力します。入力されたファイル名が存在する場合、警告を表示します。ファイル名が入力されていない場合、保存されません。
 レポートデータ形式
濃度またはピーク電流をレポートにします。
 ヘッダー
ヘッダー用の入力フィールドです。グラフ上部に表示されない場合は、グラフオプションを確認してください。
 注意
実験条件やコメントを入力するフィールドです。グラフ上には表示されませんが、データ情報として記録されます。後から実験内容を見返す際に使用します。
 読込み
保存したデータを読み込みます。
 保存
軸タイトル、単位、ヘッダー、注意と共にデータと一緒に保存します。
 レポート
このコマンドを用いてデータファイルレポートを作成します。

87

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
9章 分析メニュー

Ver.202212

9-4.
時間依存
「分析」-「時間依存」より、保存されたデータファイルからピーク高さ、濃度の時間依存性のレポ
ート、プロットを作成します。各データのピークの高さまたは濃度を検出し、最初の実験に関連する
時系列順に並べ替えます。

図 9-4-1. ツールバー(左)、時間依存(右) Ep From…Ep To…
ピーク電位範囲を入力します。プログラムがピークを検出すると、指定された範囲の最初のピー
クが選択されます。
 スロープ化合物の濃度を計算するために各種の検量線の傾きを入力します。レポートデータ形式が濃度、スロープがゼロの場合は警告(Slope can not be zero or negative)メッセージを表示します。
 切片
化合物の濃度を計算するために各種の検量線の切片を入力します。
 ピーク形状
最も適したピーク形状をガウス、拡散、およびシグモイドから選択します。
 データタイプ
濃度をレポートするために、オリジナルデータ、半微分、一次微分を選択できます。
 レポート名
レポートファイルを保存する場合はファイル名を入力します。入力されたファイル名が存在する
場合、警告を表示します。ファイル名が入力されていない場合、保存されません。
 レポート形式
濃度またはピーク電流をレポートにします。
 Y軸タイトル
プロットするY軸タイトルを入力します。
 Y軸単位プロットするY軸単位または次元を入力します。

88

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
9章 分析メニュー

Ver.202212

 ヘッダー
ヘッダー用の入力フィールドです。グラフ上部に表示されない場合は、グラフオプションを確認してください。
 注意
実験条件やコメントを入力するフィールドです。グラフ上には表示されませんが、データ情報として記録されます。後から実験内容を見返す際に使用します。
 1つのタイムベースファイルにマルチタイムベースファイルを組合わせ
複数のタイムベースファイル(CV、LSV、i-tを含む)を1つのデータファイルに結合します。結合するファイルは、File1, File2, File3, File4, ...のように、同じファイル名の後ろに番号を振ります。また、同じテクニックで順番に並んでいる必要があります。時刻は、スタート地点の年、月、日、時、
分、秒を基準に計算されます。
 フォルダー/ベースファイル名
複数のタイムベースファイルがFile1, File2, File3, File4, ...のような名前である場合、ベースフ
ァイル名は “File”と入力してください。
 ファイル数
結合するファイルがFile1, File2, File3, File4, File5の場合、ファイル数は5個となります。
 フォルダータイムベースファイルが保存されているフォルダを参照し、いずれかのファイルをクリックします。
【フォルダ名とベースファイル名】のフィールドに表示されたファイル名の後ろの番号を削除してください。
 ファイルごとに1つのポイントに組合せ
チェックボックスをオンにすると、各データファイルが1つのポイントに平均化されます。
 組合わせデータファイルを結合します。指定したファイル名のテキストファイルがデータファイルフォルダに表示されます。OKを押して、ダイアログボックスを終了してください。
 読込み保存したデータを読み込みます。
 保存
軸タイトル、単位、ヘッダー、注意と共にデータと一緒に保存します。
 レポート
このコマンドを用いてデータファイルレポートを作成します。
 プロット
このコマンドを用いて時間依存プロットを作成します。

89

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
10章 シミュレーションメニュー

Ver.202212

10章

シミュレーションメニュー

ツールバーのシミュレーションメニューから選択可能な機能をご紹介します。
10-1. メカニズム「シミュレーション」-「メカニズム」より、反応メカニズム、各反応種の濃度、反応速度、実験パラメータ、他の変数を設定します。シミュレーションを実行する前に各パラメータを設定する必要があります。平衡濃度を確認することもできます。

図 10-1-1. ツールバー(左)、メカニズム(右) メカニズム編集
メカニズム選択のリストから選択すると、対応する反応が表示されます。直接入力して編集することも可能です。各化学種はA〜Fの文字を使用し、eは電子移動過程を表します。大文字と小文字は同一として扱われ、スペースは無視されます。
最大5の反応と6つの化学種の組み合わせをシミュレートできます。

還元

表 10-1-1. メカニズム例
A+e=B
解離

A=B+C

酸化

A-e=B

組み合わせ

A+B=C

異性化

A=B

一般的な反応A+B=C+D

 メカニズム選択
10種のメカニズムから選択できます。リストに含まれていないメカニズムは、あらかじめ定義されたメカニズムから得ることができます。例えば、EEC、ECC、CECは反応速度パラメータをゼロに定義することでECECから得ることができます。不均一電子移動速度koをゼロに定義すると、対応する電子移動ステップには影響がありません。化学反応の順方向および逆方向の速度定数をゼロに定義すると、対応する化学反応は影響がありません。
モデル3325は、「User Input」からメカニズムを編集し設定することはできますが、動作させることはできません。

90

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
10章 シミュレーションメニュー

Ver.202212

 研究中のシステム
Diffusive(拡散系)、Surface(吸着系)を選択します。拡散系は平面拡散、吸着系はラングミュア
等温線に従い、酸化型と還元型の両方が強く吸着されると想定されます。
 無次元電流
このボックスをチェックすると、システムは無次元電流を算出します。これは他の理論結果との比較に役立ちます。ボックスがチェックされていない場合、電流は濃度、電極面積、およびタイムス
ケールに従って計算されます。
 平衡時の初期濃度
このボックスをチェックすると、平衡濃度を計算しその値をシミュレーションの初期条件として使用します。平衡状態は反応速度パラメータ、入力濃度に応じて算出されます。 ボックスがチェックされていない場合、初期条件として入力濃度を使用します。
 測定中の濃度プロファイルの表示
このボックスをチェックすると、シミュレーション中に濃度プロファイルとボルタモグラムを表示します。反応メカニズムを理解するのに非常に役立ちます。
ボルタモグラムの場合、軸のスケールは感度で設定した値が反映されます。感度が高すぎる場
合、ボルタモグラムはフラットラインで表示されます。感度が低すぎると、データポイントが散らばってしまいます。ただし、実行後のデータ表示は自動調整します。
濃度プロファイルの場合、相対濃度と相対距離が使用されます。全ての種の合計濃度はデフォ
ルトで1に設定されており、シミュレーション中の濃度はこの値を基準にしています。 単位距離はデフォルトで6*sqrt(Dt)に設定されています。Dは拡散係数、tは任意の実験の合計時間です。濃度と距離の範囲を変更するには、次の2つの項目を参照してください。
 濃度範囲濃度範囲を入力します。入力範囲は0.001～100,000、デフォルトは1です。
 距離範囲距離範囲を入力します。入力範囲は0.001～10、デフォルトは1です。
 時間遅延ループ
シミュレーションの実行時間は、研究課題と使用するコンピューターの種類に依存します。実行
時間が短すぎると、濃度プロファイルの明確な変化を確認できない場合があります。時間遅延ループ変数を長く取ることで、シミュレーション変化をゆっくり表示することができます。パラメータの範囲は0～1×108 です。
 読込み
シミュレーションに必要なパラメータを含む*.sim ファイルを読込みます。
 保存
シミュレーションに必要な全てのコマンドを保存します。
 実験変数シミュレーションの実験パラメータを設定します。「セットアップ」-「パラメータ設定」からも設定可能です。サイクリックボルタンメトリーのダイアログボックスが表示され、使用するパラメータを設定
します。

91

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
10章 シミュレーションメニュー

Ver.202212

 反応速度
図 10-1-2. ポテンシャル/速度定数のダイアログボックスが表示され、標準の不均一速度定数、
標準レドックス電位、電荷移動係数などの電子移動速度パラメータを設定します。また、化学反応の順方向および逆方向の速度定数を入力することもできます。
 濃度
化学種の拡散係数と濃度を設定します。 研究中のシステムにてDiffusive(拡散系)を選択した
場合は濃度拡散係数(図 10-1-3)、Surface(吸着系)を選択した場合は表面濃度(図 10-1-4)のダ
イアログボックスが表示されます。
 平衡
図 10-1-5. 平衡時の濃度ダイアログボックスが表示され、任意の反応速度条件の各化学種の濃度を表示します。
 変数
図 10-1-6. シミュレーション変数ダイアログボックスが表示され、温度、電極面積などのパラメー
タを入力します。

10-1-1. ポテンシャル/速度定数
このダイアログボックスにCVシミュレーションの反応速度パラメータを入力します。

図 10-1-2. ポテンシャル/速度定数

反応の種類に応じて、最大3つのパラメータを入力します。
電荷移動反応の場合、速度定数ko、標準酸化還元電位Eo、電荷移動係数alphaを入力します。
その他の化学反応については、順方向および逆方向の速度定数を指定します。
いくつかの反応速度パラメータは既に調べられている場合があります。n種の濃度はn-1 反応と初期濃度により決定できるためです。種の数よりも多くの方程式が存在するため、方程式の一部は線形に依存している必要があります。平衡定数は決定されており、任意に割り当てられる場合、システムは平衡に達することはありません。
ソフトウェアはこのような状況を自動で検出し最適な線形依存性のパラメータを割り当てます。
反応速度パラメータが未知の反応をメカニズムリストの一番下に置き、プログラムが自動的にそれらのパラメータを割り当てます。
平衡定数が化学反応を伴う場合、逆方向速度定数はソフトウェアによって決定されます。その場合、順方向速度定数を入力する必要があります。

92

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
10章 シミュレーションメニュー

Ver.202212

10-1-2. 濃度、拡散係数ダイアログボックス研究中のシステムでDiffusive(拡散系)を選択する場合、このダイアログボックスは、濃度と拡散係数の設定を行います。

図 10-1-3. 濃度、拡散係数ダイアログボックス

各種の濃度と拡散係数を入力します。

10-1-3. 表面濃度ダイアログボックス研究中のシステムでSurface(吸着系)を選択する場合、このダイアログボックスは、表面濃度の設定を行います。

図 10-1-4. 表面濃度ダイアログボックス

各種の表面濃度を入力します。
10-1-4. 平衡時の濃度ダイアログボックス
このダイアログボックスは、平衡時の濃度を表示します。

図 10-1-5. 平衡時の濃度ダイアログボックス

CVシミュレートによって計算された、各種の平衡時の濃度を表示します。

93

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
10章 シミュレーションメニュー

Ver.202212

10-1-5. シミュレーション変数ダイアログボックス
このダイアログボックスは、CVシミュレーションに使用するパラメータを設定します。

図 10-1-6. シミュレーション変数ダイアログボックス

 温度
温度を入力します。熱力学、反応速度パラメータは温度に依存します。
 電極面積
電極面積(cm2)を入力します。電流は平面拡散、表面反応における電極面積に比例します。
 キャパシタンス
電極二重層容量(uF)を入力します。充電電流はシミュレーションの合計電流に追加されます。

10-2. CVシミュレート「シミュレーション」-「CVシミュレート」より、CVデータのシミュレーションを行います。

図 10-2-1. ツールバー

シミュレーションを実行する前に「メカニズム」コマンドより、反応メカニズム、濃度、反応速度パ
ラメータ、実験パラメータを設定します。
次に、装置とコンピューターが正しく接続されていることを確認し、ハードウェア－テストを実行します。以降は装置の接続は必要ありません。
「CVシミュレート」コマンドを選択すると、シミュレーションが実行されます。シミュレーション中のグラフィックはクリップボードにコピーできます。

94

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
10章 シミュレーションメニュー

Ver.202212

10-3. CVフィッティング「シミュレーション」-「CVフィッティング」より、パラメータを既存のCVデータにフィッティングし評価を行います。

図 10-3-1. ツールバー

装置とコンピューターが正しく接続されていることを確認し、ハードウェア－テストを実行します。
以降は装置の接続は必要ありません。次に、フィッティングさせるCVデータを開きます。CVデータ
は実験データ、シミュレーションデータのどちらでもかまいません。
「CVフィッティング」コマンドを選択すると、図 10-1-1(右)デジタルシミュレーションのダイアログ
ボックスが開きます。OKをクリックすると、図 10-3-2. CVフィッティングパラメータのダイアログボッ
クスが開きます。

図 10-3-2. CVフィッティングパラメータ Fitting Potential Range(フィッティング電位範囲)
初期値は自動で入力されます。手動で指定することも可能です。
 Skip
フィッティングするデータポイントを間引いて、時間を短縮します。
 Error設定したErrorパラメータを下回るとフィッティングを終了します。
 Capacitance
充電電流もCVデータに大きく影響する可能性があるため、二重層静電容量も変数または定数として利用できます。
 Potential and Rate Constants(ポテンシャルと速度定数)
図 10-1-1(右)で選択した反応メカニズムとそれに関連するポテンシャルと速度定数が表示されます。反応速度パラメータは入力する必要がありません。初期値が自動で入力されますが、正しい値が分かっている場合は手動で入力することも可能です。
パラメータを修正した場合、Fixをチェックするとフィッティング中に値が変更されるのを防ぎ、未知の変数の総数が減るためフィッティングに必要な時間を短縮します。

95

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
10章 シミュレーションメニュー

Ver.202212

OKをクリックすると、フィッティングを実行します。フィッティング範囲は青線で囲われ、フィッティ
ングデータは緑、入力データは赤でプロットされます。右上にはフィッティングエラーと経過時間が表示されます。

図 10-3-3. CVフィッティング実行例

指定したエラー値に達すると、フィッティングを終了します。測定停止
いつでも終了できます。結果として得られたパラメータが表示されます。

図 10-3-4. CVフィッティング結果

96

またはEscキーを押すと

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
11章 ビューメニュー

Ver.202212

11章

ビューメニュー

ツールバーのビューメニューから選択可能な機能をご紹介します。
11-1. データ情報「ビュー」-「データ情報」より、現在開いているデータの情報を確認できます。

図 11-1-1. ツールバー(左)、データ情報(右) ファイル名開いているファイル名を表示します。保存していない場合「*Unsaved」と表示します。
 ソース
Experiment(実験)または、Simulation(シミュレーション)を表示します。
 モデル
データの取得に使用した装置のモデル名を表示します。
 日付
データを取得した日付を表示します。
 時間
データを取得した時間を表示します。
 ROM Vers
ファームウェアバージョンを表示します。
 Prog Vers
プログラムのバージョンを表示します。
 Serial #データを取得した装置のシリアル番号を表示します。
 実行データ処理
開いているファイルに対して実行した、データ処理を表示します。
 ヘッダ
グラフオプションで入力したヘッダーの内容を表示します。
 注
グラフオプションで入力した注の内容を表示します。

97

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
11章 ビューメニュー

Ver.202212

11-2. データ一覧「ビュー」-「データ一覧」より、現在開いているデータの実験条件や結果を表示します。フォーマットは「ファイル」-「テキストファイル形式」より変更できます。

図 11-2-1. ツールバー(左)、データ一覧(右)11-3. 式「ビュー」-「式」より、電気化学テクニックに関連する理論式を確認できます。
理論式の詳細は、 "Electrochemical Methods" A.J. Bard and L.R.
Faulkner, Wiley, New York, 1980 を参照してください。

11-4. クロック「ビュー」-「クロック」より、現在の日付と時間を表示します。

図 11-4-1. ツールバー(左)、クロック(右)98

図 11-3-1. ツールバー

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
11章 ビューメニュー

Ver.202212

11-5. ツールバーオプション「ビュー」-「ツールバーオプション」-「ボタンの追加 or 削除」より、ツールバーのカスタマイズを行います。

図 11-5-1. ツールバー(左)、ツールバーオプション(右)図 11-5-1(右)のダイアログボックスを開いた状態で、カスタマイズしたいボタンをドラッグアンドド
ロップすることで簡単に、追加・削除・並び替えができます。

図 11-5-2. カスタマイズ例

ツールバータブのリセットボタンを押すと、デフォルトのツールバーを復元します。
注
1.

ツールバーが正しく表示されない場合は、ソフトウェアを再起動してください。

2.

ツールバーの設定はiniファイルに保存されます。iniファイルを手動で編集すると、予期しない動作が発生する可能性があることに注意してください。

99

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
12章 ヘルプメニュー

Ver.202212

12章

ヘルプメニュー

ツールバーのヘルプメニューから選択可能な機能をご紹介します。
12-1. 索引
「ヘルプ」-「索引」より、ヘルプメニューを開きます。各機能の取り扱い方法を確認することができます。

図 12-1-1. ツールバー(左)、索引(右)アイコンからもヘルプ機能を使用することができます。
がアイコンをクリックすると、カーソルに変わります。その状態で各コマンドをクリックすると、該当するヘルプトピックを表示します。

12-2. ALS3325について「ヘルプ」-「ALS3325について」より、ソフトウェアバージョンや版権情報を表示します。

図 12-2-1. ツールバー(左)、ALS3325について(右)100

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
13章 付録Ver.202212

付録

13章

13-1. SEC2020スペクトロメーターシステムとの接続
モデル3325バイポテンショスタットとSEC2020との接続方法をご紹介します。
モデル3325のセルコントロール端子にCB-VS リモートケーブル(15pin)をしっかり差し込み、つまみネジで固定します。線だし部分のピンのラベル表示を確認しK(Pin#14,Spectrometer
Control)、G(Pin#5,Ground)をそれぞれSEC2020に付属している トリガー/光源制御用ケーブルのTrigger In(茶色)、 Ground(黒色)と接続します。
モデル3325のピンの割り当ては「3-6. セルコントロール端子」を参照してください。
SEC2020
スペクトロメーターシステム
SEC2020
スペクトロメーターシステム

トリガー/光源制御用ケーブル

モデル3325
バイポテンショスタット

Trigger In(茶色)Ground(黒色)K(Pin#14)

Trigger In(茶色)G(Pin#5)
CB-VS リモートケーブル(15pin)

Ground(黒色)

図 13-1-1. SEC2020スペクトロメーターシステム(左)、接続例(右)表 13-1-1. SEC2020 ピン対応表
CB-VS リモートケーブル(15pin) (013818)
ラベル

Pin #

機能

SEC2020
トリガー/光源制御用ケーブル

K

14Spectrometer Control

Trigger In (茶色)G

5GroundGround (黒色)注1.

SEC2020スペクトロメーターシステム、CB-VS リモートケーブル(15pin)の取扱説明書を合わせてご確認く
ださい。

2.

トリガー/光源制御用ケーブルを接続する前に、機器の電源を入れると正常に作動しません。
機器のセッティングを終えてから電源を入れてください。

101

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
13章 付録Ver.202212

13-2. RRDE-3A 回転リングディスク電極装置 Ver.3.0との接続
モデル3325バイポテンショスタットとRRDE-3Aとの接続方法をご紹介します。
モデル3325の15-pinセルコントロール端子にCB-VS リモートケーブル(15pin)をしっかり差し込
み、つまみネジで固定します。線だし部分のピンのラベル表示を確認し、回転制御は、R(Pin#4,
RDE)、G(Pin#5,Ground)をそれぞれRRDE-3A背面のリモート端子IN、GND(INの右隣)に接続します。ガスパージ制御も行う場合は、P(Pin#13,Purge)をPURGEに接続してGND(INの右隣)とGND(PURGEの右隣)をジャンパーで接続します。
モデル3325のピンの割り当ては「3-6. セルコントロール端子」を参照してください。
RRDE-3A
リモート端子モデル 3325

ジャンパー

G(Pin#5)

CB-VS リモートケーブル(15pin)

P(Pin#13)

R(Pin#4)

図 13-2-1. RRDE-3A とモデル3325の接続例
表 13-2-1. RRDE-3A ピン対応表
CB-VS リモートケーブル(15pin) (013818)
ラベル

Pin #

機能

RRDE-3A
リモート端子

R

4

RDE

IN

G

5

GroundGND (INの右隣)

P

13

Purge

PURGE

注
1.

RRDE-3A 回転リングディスク電極装置、CB-VS リモートケーブル(15pin)の取扱説明書を合わせてご確認ください。

102

モデル3325バイポテンショスタット取扱説明書
13章 付録Ver.202212

13-3.

トラブルシューティング

症状

通信の失敗

原因

対処

電源が入っていない

USBケーブルを接続する【3-3参照】

USBケーブルの不具合

USBケーブルの確認、交換

USBドライバーが正しくインスト
ールされていない
通信ポートが一致しない「セットアップ」-「システムセットアップ」
より、通信ポートの設定を行う

コンピューターの問題

他のコンピューターで確認する
コンピューターを再起動し、USBケーブルを接続しなおす

静電気
アプリケーションエラー

コンピューターとソフトの再起動を行う
テストを数回繰り返し実行し、エラー内容を記録の上で販売代理店にご連絡ください【5-4参照】

ハードウェア－テストエラー
電流応答がない

USBドライバーをインストールする【3-2参照】

セルケーブルが接続されていない、ケーブルの損傷

セルケーブルを確認する

参照電極のインピーダンスが高い

参照電極の内部や液絡部に気泡が付着していないかを確認する

電気的にノイズのある環境

ファラデーケージを使用する

データにノイズが多い
信号が弱い

感度スケールを高くし、フィルターを設定する

コンピューターの問題

他のコンピューターで確認する

感度スケールが高い

感度スケールを低く設定する

ハードウェアの問題

ハードウェア－テストを行う【5-4参照】

オーバーフローエラー

感度スケールが高い

感度スケールを低く設定する

シミュレーション、
フィッティングプログラムが実行されない

装置が認識されていない

記録されたデータが
レンジ外

103

装置を接続し、ハードウェア－テストを実行する【102、10-3参照】