AD2-I20-A009

総合環境試験棟ユーザーズマニュアル（第 7 分冊）
大型分離衝撃試験設備編

2020 年

株式会社

5月

初版

エイ・イー・エス

Advanced Engineering Services Co.,Ltd本書の構成本書は、総合環境試験棟の共通利用部分について記述した共通編と各試験設備について記述した試験設備編に分かれており、以下に示す8分冊からなっています。

第 1 分冊第 2 分冊第 3 分冊第 4 分冊第 5 分冊第 6 分冊第 7 分冊第 8 分冊

共通編
13mφ スペースチャンバ編
大型振動試験設備編
1600m3 音響試験設備
10m アライメント測定設備編
6 トン質量特性測定設備編
大型分離衝撃試験設備編
小型振動試験設備編

目次
1

はじめに ......................................................................................................................................1

2

設備概要 ......................................................................................................................................1
2.1
システム概要.......................................................................................................................1
2.2
主要性能 ..............................................................................................................................6
2.2.1
大型分離衝撃試験設備...............................................................................................6
2.2.2
作業用通話設備...........................................................................................................83

試験実施 ......................................................................................................................................9
3.1
3.2
3.3
出
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

4

試験室の準備・供試体搬入.............................................................................................10
供試体の設置..................................................................................................................... 11
計測データベース（SDIF）、試験条件要求書、計測・解析条件シートの準備・提............................................................................................................................................12
加速度センサ用ローノイズケーブルの接続 .................................................................12
加速度センサ用ローノイズケーブルの接続確認 .........................................................13
点火信号ケーブルの接続.................................................................................................14
点火信号ケーブルの接続確認.........................................................................................14モニタ部の設置.................................................................................................................15
データ解析 ........................................................................................................................15
解析結果の出力.............................................................................................................15
データ及び解析結果の保存.............................................................................................17

その他特記事項 ........................................................................................................................18
特性試験室/組立準備室(1)～(3)、(7)の分電盤一覧 ............................................... A-1
試験条件要求書........................................................................................................... B-1
計測・解析条件シート............................................................................................... C-1
計測データベース（記入説明及び記入例） .......................................................... D-1
保安物が「火薬」である場合の補足説明 ............................................................... E-1

i

図目次
図 2-1
図 2-2
図 3-1
図 3-2
図 3-3
図 3-4
図 3-5
図 3-6

システム構成図 ....................................................................................................................2
爆管制御部外観図 ................................................................................................................3
試験作業フロー ....................................................................................................................9
供試体設置例 ...................................................................................................................... 11
点火信号ケーブル ..............................................................................................................14
波形表示の一例 ..................................................................................................................16±SRS 解析結果の一例（左列は加速度及び速度の時系列波形） ................................16
絶対 SRS 解析結果の一例 .................................................................................................17

表目次
表 2-1
表 2-1
表 2-2
表 3-1
表 3-2

主要性能（1/2） ...................................................................................................................6
主要性能仕様（2/2） ...........................................................................................................7
作業用通話設備の概要 ........................................................................................................8
クレーン仕様 ......................................................................................................................10
使用ラック数とチャンネル番号の対応表 ......................................................................13

添付 A
表 A-1
表 A-2
表 A-3
表 A-4
表 A-5
表 A-6

分電盤 PB-1-D（特性試験室） ..................................................................................... A-2
分電盤 PA-1-F（組立準備室(1)） ................................................................................. A-2
分電盤 PA-1-G（組立準備室(2)）................................................................................. A-3
分電盤 PB-1-E（組立準備室(3)） ................................................................................. A-3
分電盤 PB-1-Q（組立準備室(7)） ................................................................................ A-4
分電盤 PB-1-R（組立準備室(7)）................................................................................. A-4

添付 D
表 D-1 TEST DESCRIPTION INFORMATION (1/2) ................................................................. D-2
表 D-1 TEST DESCRIPTION INFORMATION (2/2) ................................................................. D-2
表 D-2 SENSOR/CHANNEL INFORMATION........................................................................... D-3

ii

1

はじめに
本ユーザーズマニュアルは、総合環境試験棟内にある大型分離衝撃試験設備（以下「本設備」と言う）を利用して試験を行う設備利用者に、必要な情報を提供するものです。
宇宙機等（以下「供試体」と言う）は、ロケット等からの分離時または太陽電池パドルやアンテナ類の保持解放時等に、爆管等の作動により衝撃を受ける事になります。
本設備は、実際に爆管等を作動させる事によりこれらの衝撃環境を模擬し、この時供試体が受ける衝撃加速度を測定、解析するものです。

2

設備概要

2.1 システム概要
本設備は爆管制御部、計測データ処理装置及びモニタ部から構成されています。本設備のシステム構成図を図2-1に示します。

1

GPSアンテナ

部
モニター部

計算機部

操作用
PC

解析用
PC

ゼロシフト
補正用PC

GPS時刻
同期装置 *

時刻配信*GPSはオフラインの※GPSはｵﾌﾗｲﾝの運用運用になっています。
になっています

ITVコンソール

Fiber Channel

Ether Net Hub
ITV制御信号、音声信号、映像信号

特性計測制御室側

試験室側
中継BOX

計測データ転送部
モニター部
ITVカメラ

計測部（3ラック）トリガ信号
ﾄﾘｶﾞ信号高速度カメラFiber Channel
照明装置

Ether Net Hub

デジタル部

アナログ部

Ready信号

爆管制御部

点火電流
モニタ信号

爆管点火電流供試体
加速度

バックアップ用
データレコーダ

図2-1

システム構成図(1) 爆管制御部
爆管制御部は、点火電流を出力する事により供試体の電気爆管を点火させると同時に、タイミング信号を出力し、点火波形表示部に点火信号波形を出力するもの
で、おもに操作モニタパネル、操作制御部、信号統括ユニット、点火電流発生
モジュール、電源制御ユニットで構成されています。爆管制御部の外観図を図 2-2に示します。

2

赤色灯

操作モニタパネル
操作制御部

信号統括ユニット
点火電流発生モジュール

電源制御ユニット

図2-2

爆管制御部外観図(a) 操作モニタパネル
SW/LED パネル部と設定モニタ部から構成されており、操作制御部と連携して本装置の運用操作及び画面表示を行います。
SW/LED パネル部
点火電流を出力するための各スイッチが配列されています。
設定モニタ部
点火チャンネルの設定及び操作制御部の動作状態の表示を行います。
また、アラーム、メッセージの表示を行います。
(b) 操作制御部
設定モニタ部で割り付けたチャンネルに対して点火動作を行います。また、

操作盤のスイッチ操作信号、外部装置からの信号及び装置内の信号を元にインタロックを行います。
(c) 信号統括ユニット
操作制御部から 16 チャンネルの点火電流発生モジュールへ各種設定値の出力と、点火信号発生モジュールから操作制御部への測定値や状態の出力を中継します。また、点火信号波形を外部装置（点火信号表示部）に出力します。

3

(d) 点火電流発生モジュール
信号生成判定制御部、点火電源部及び電流発生測定入力部から構成されます。
信号生成判定制御部は、操作制御部で設定した各チャンネルの条件に基づき電流発生測定入力部へ点火指令信号を出力します。点火電源部は、操作制御部から設定された定格電圧値を点火電源へ入力し、点火電流に必要な電源を供給します。
電流発生測定入力部は、点火電流を生成し、点火信号ケーブルを伝って供試体（火工品）に出力します。
(e) 電源制御ユニット
点火電流発生モジュールの電源及び筐体内装置への電源の供給を行います。
(2) 計測データ処理装置
計測データ処理装置は、火工品を作動させる事により発生した供試体各部の衝撃
データと点火電流モニタ信号を計測、収集し、データ解析を行うもので、アナログ
処理部、デジタル処理部及び計算機部より構成されています。
アナログ処理部、デジタル処理部は 3 ラックに収納されており、各ラックを特性試験室、組立準備室(1)～(3)、(7)に移動して中継ボックスに接続する事により、いずれの試験室においても衝撃試験を実施可能です。
(a) アナログ処理部
衝撃データをリアルタイムに電圧信号に変換増幅してデジタル処理部へ出力します。また、アナログ処理部チャージアンプの OUTPUT 端子とデジタルデータ
レコーダ を BNC ケーブルで接続 する 事で、衝撃データ をデジタルデータ
レコーダに記録、再生する事ができます。
(b) デジタル処理部
アナログ処理部より出力された衝撃データを A/D 変換してハードディスクに記録します。
ハードディスクへの記録は、最大サンプリング周波数 100 kHz で 60 分の衝撃データが収録出来ます。

4

(c) 計算機部
計算機部は、操作用 PC、解析用 PC、ゼロシフト補正用 PC、プリンタから構成されています。
デジタル処理部ハードディスクに収録された衝撃データは操作用 PC の
ハードディスクにロードされます。
操作用 PC のハードディスクに記録された衝撃データは、DVD で保存出来ます。
解析用 PC では、ハードディスクに記録された衝撃データを用いて、波形
表示、FFT、SRS 等の各種解析が出来ます。全チャンネルを対象に 1,000 msecのデータ長の波形表示、FFT 解析、SRS 解析をした場合に解析及びプリント
出力完了までにかかる時間はおよそ 50 分です。
ゼロシフト補正用 PC は、ゼロシフトが発生した衝撃データについてゼロ
シフト補正処理を行う事が出来ます。
(3) モニタ部(a) モニタ部は、特性試験室もしくは組立準備室(1)～(3)、(7)（1 階）に設置される照明装置、高速度ビデオ、高速度カメラ及び ITV カメラと、特性計測制御室（2 階）に設置されている ITV カメラ用コントローラ及びモニタ TV から構成
されています。
(b) 爆管作動による供試体分離状況は、高速度ビデオや高速度カメラに記録されると共に、ITV カメラにより特性計測制御室（2 階）のモニタ TV で状況を確認する事が出来ます。なお、高速度カメラ及びカメラ用照明は単体で貸し出す事が可能です。
(c) 高速度カメラの撮影開始は、爆管制御部から出力されるタイミング信号（TTL方式）をトリガーにして行うことができます。

5

2.2 主要性能
2.2.1 大型分離衝撃試験設備
本設備の主要性能を表2-1に示します。
表2-1

主要性能（1/2）

No.

項目

内容

1

計測点数

加速度

2

データ収録時間

最大 1 時間（402 ch、サンプリング周波数 100 kHz）

3

計測精度

加速度及び点火電流モニタ：402 ch（電荷型、電圧型センサ対応）±3.4％

ヒストグラム解析±SRS 解析
絶対 SRS 解析
FFT 解析
パワースペクトラム密度（PSD）解析
コヒーレンス解析
データの表示・ クロススペクトラム解析
4解析

自己相関関数解析
相互相関関数解析
伝達関数解析
Waterfall-SRS 解析
各チャンネルの最大値解析
Nth Octave 解析
ゼロシフト補正処理

5

爆管制御部

点火信号

：16 ch（同時点火最大 ch 数）

点火スイッチ

：5 ch

定格電流値

：5 ～ 10A で任意に設定可能

定格抵抗値：0.01 ～ 9.99Ωで任意に設定可能

パルス幅：50～60 msec

同時点火 CH 間時間差：0.01 ms 以下
遅延時間設定範囲 ：1～999 msec（1 ms 刻み）チャンネル毎に Delay time
を点火ボタンに対応して設定可能

6

表2-1
No.

項目
サンプリング6

解析処理速度8

連続試験回数10

内容
最大 100 kHz（4.96 kHz～100 kHz 内で 1Hz 毎に設定可能）

レート

7

9

主要性能仕様（2/2）

タイミング信号1 試験あたりの

402 ch、1,000 msec 時系列データについて FFT、SRS、及び波形表示の解析処理・プリント出力：50 分以内
3 回以上
チャンネル数：2 chs

出力レベル

：TTL

出力期間

：点火電流が 3A 以上の期間

5 回以内

点火回数
ITV カメラ：2 台（旋回及びズーム可能）ITV コンソール：ITV カメラ毎にコントロール可能。映像、音声の記録（DVD）可能

点火波形表示部11

モニタ機能：爆管制御部の「信号統括ユニット」により各点火信号波形をモニタ可能（16 ch）

高速度カメラ：2 台（1,024×1,024 画素にて最大 3,000 fps）

高速度ビデオ：1 式

照明装置：LED 照明×4 台、ストロボ照明×1 台（約 10μ秒）

12

13

ゼロシフト

ゼロシフトが発生したデータについて、ゼロシフト補正処理及び結果

補正機能

出力が可能

非常停止機能「SYSTEM RESET」ボタンを押す事により、点火シーケンスを停止
可能

7

2.2.2 作業用通話設備
本装置は、設備の運用作業、供試体の試験準備作業等において、試験関係者の相互通話、指令放送を行うための有線ページング装置があります。
表2-2に作業用通話設備の利用内容を示します。
表2-2

作業用通話設備の概要

通話設備

有線

利用内容
ページン

放送は通話機から行い、総合環境試験棟 1、2 階ページング放送、グ放送

3 階ページング放送及び全館一斉ページング放送を行う事が出来
ます。

内線通話

通話機より任意の呼出番号を押して、通話する事が出来ます。

8

3

試験実施
試験作業フローを図3-1に示します。一部項目の詳細は、3.1項以降に示します。

【3.1項】
試験室の準備・供試体搬入【3.2項】
供試体の設置【3.3項】
計測データベース（SDIF）・設定条件シ ート・解析条件シートの準備・提出

【3.4項】
加速度センサ用
ローノイズケーブルの接続【3.6項】
点火信号ケーブルの接続【3.5項】
加速度センサ用
ローノイズケーブルの接続確認【3.7項】
点火信号ケーブルの接続確認

分離衝撃試験、データ計測【3.9項】
データ解析【3.10項】
解析結果の出力【3.11項】
データ及び解析結果の保存

後処置

供試体搬出

図3-1

試験作業フロー9【3.8項】
モニタ部の設置
モニター部の設置

3.1 試験室の準備・供試体搬入特性試験室及び組立準備室(1)～(3)、(7)のいずれかの部屋を試験室として使用する事が出来ます。
(1) 建屋付帯設備
特性試験室、組立準備室(1)～(3)、(7)の建屋付帯設備については、総合環境試験棟
ユーザーズマニュアル（第 1 分冊）共通編を参照下さい。
(2) クレーン
特性試験室に 10t クレーン、組立準備室(1)～(3)、(7)に 7.5t もしくは 15t クレーンが設置されています。有資格者の責任において使用して下さい。クレーン仕様を
表 3-1 に示します。
(3) 分電盤
特性試験室に分電盤 PB-1-D、組立準備室(1)～(3)、(7)に分電盤 PA-1-F、PA-1-G、PB-1-E、PB-1-Q、PB-1-R が常設されています。分電盤の概要を添付 A に示します。
(4) 搬入出以下の搬入口から搬入出を行って下さい。
・ 開梱室(1)
シャッタ寸法：8.3m（巾）×14m（高）天井クレーン定格荷重：20t
・ 開梱室(2)シャッタ寸法：8.3m（巾）×12m（高）天井クレーン定格荷重：5t

表3-1
設置場所

型式

容量
[t]

クレーン仕様速度 [m/min.]

フック下
床面までの

走行

横行

巻上

距離 [m]

低速/高速

低速/高速

低速/高速

クレーン
機番

特性試験室

XY

10

16

1/10

1/10

0.5/5

H-6

組立準備室(1)

XY

7.5

16

1/10

1/10

0.58/5.8

H-4

組立準備室(2)

XY

7.5

16

1/10

1/10

0.58/5.8

H-15

組立準備室(3)

XY

7.5

16

1/10

1/10

0.58/5.8

H-5

組立準備室(7)

XY

15

16

1/10

1.8/180.6/6

10

H-18-1
H-18-2

3.2 供試体の設置
図3-2に、供試体設置例を示します。

ハイドラセット

高速度カメラLED照 明LED照 明高速度カメラ

図3-2

供試体設置例11

3.3 計測データベース（SDIF）、試験条件要求書、計測・解析条件シートの準備・提出
設備利用者は、計測データベース（SDIF）、試験条件要求書及び計測・解析条件シートを
エイ・イー・エス設備担当者に提出して下さい。
(1) 計測データベース（SDIF）
添付 D に、計測データベース（SDIF）の記入説明及び記入例を示します。
SDIF には計測に必要な諸情報（供試体名、試験名称、加速度センサの感度、測定
ID、チャンネル番号等）を記入します。計測データ処理装置は SDIF に記入された諸情報を元にデータを収録・解析するため、計測点や加速度センサを変更した際には SDIF の更新が必要になります。なお、SDIF は CSV ファイル形式のデータベース
であり、エイ・イー・エス設備担当者へは電子ファイルで提出して下さい。
(2) 試験条件要求書
添付 B に、試験条件要求書のテンプレート及び記入説明を示します。
試験条件要求書では、爆管制御部及び計測データ処理装置の諸設定について記入します。
(3) 計測・解析条件シート
添付 C に、計測・解析条件シートのテンプレート及び記入説明を示します。
計測・解析条件シートでは、データ収録後の解析に必要な諸条件ついて記入します。
3.4 加速度センサ用ローノイズケーブルの接続(1) 加速度センサ用ローノイズケーブルの接続
加速度センサ用ローノイズケーブルは、試験室に設置した計測データ処理装置ア
ナログ処理部チャージアンプの INPUT 端子に接続します。接続時には、コネクタ部分に無理な力が加わらないようローノイズケーブル束線棒ラック（設備準備品）を利用して下さい。なお、ローノイズケーブルは ENDEVCO 3090 を使用して下さい。
(2) 使用ラックについて
計測データ処理装置アナログ処理部は 3 ラックで構成されており、計測チャンネ
ル数により使用ラック数が異なります。表 3-2 に、使用ラック数とチャンネル番号の対応表を示します。
(3) バックアップ用デジタルデータレコーダへの接続
加速度センサで計測したデータをバックアップ用デジタルデータレコーダに記録する場合、試験室に設置した計測データ処理装置アナログ処理部の OUTPUT 端子とデジタルデータレコーダとを BNC ケーブルで接続します。

12

表3-2

使用ラック数とチャンネル番号の対応表使用するラックのチャンネル番号

使用ラック数
ラック 1

ラック 2

ラック 3

1～160 ch---1～128 ch---1～114 ch1～160 ch161～288 ch--

1～128 ch129～242 ch

1～160 ch-161～274 ch

1～160 ch161～288 ch

289～402 ch

1

2

3

3.5 加速度センサ用ローノイズケーブルの接続確認(1) 計測データベース（SDIF）に記入した内容との整合性確認
加速度センサを接続した計測データ処理装置のチャンネル番号と、計測データベース（SDIF）に記入したチャンネル番号が一致している事を確認して下さい。
(2) 計測データ処理装置操作用 PC による確認
特性計測制御室（2 階）に設置されている計測データ処理装置操作用 PC に表示される MultiScope 画面を使用し、供試体（治具）をタッピングした際の加速度センサの応答を画面上で確認可能です。また、計測ライン上のノイズの大きさも測定可能です。
(3) オシロスコープによる確認
試験室に設置した計測データ処理装置アナログ処理部の OUTPUT 端子とオシロス
コープを接続し、供試体（治具）をタッピングした際の加速度センサの応答を試験室内で確認する事が可能です。

13

3.6 点火信号ケーブルの接続(1) 爆管制御部への接続
供試体側の爆管は、点火信号ケーブル（設備準備品：最大 20m）を介して爆管制御部に接続します。点火信号ケーブルの供試体側の接続コネクタ形状は MIL-C26482C MS3116F8-2S です。接続図を図 3-3 に示します。
(2) 注意事項(a) 火工品作動時に点火信号ケーブルに多大な加速度が加わるような場合は、点火信号ケーブルコネクタが破損する恐れがあるため、火工品と点火信号ケーブルの間に導爆線等を用いて下さい。また、点火信号ケーブルを搭載用コネクタに、直接接続する事は避けて下さい。
(b) 点火信号ケーブルの接続は火薬取扱保安責任者の監督のもとで行って下さい。

内設備側
爆管制御部

供試体

・
・
・
・
・
・
・
・
・
点火信号ケーブル
供試体側接続コネクタ

点火信号ケーブル

MIL-C-26482C

接続口

MS3116F8-2S

図3-3

点火信号ケーブル

3.7 点火信号ケーブルの接続確認
点火信号ケーブルのストレイ電圧値や電流値は、設備利用者側で接続前に必ず測定して確認を実施して下さい。

14

3.8 モニタ部の設置(1) 高速度カメラの概要
高速度カメラは、爆管制御部から出力されるタイミング信号をトリガーとして撮影可能です。撮影時間は、録画速度と解像度により任意に設定され、録画速度を遅く、または解像度を小さくすると撮影時間が長くなり、速度を早く解像度を大きくすると撮影時間は短くなります。設定の一例として、最大解像度：1,024×
1,024 の設定で 3,000 fps の撮影が出来ます。
(2) 明るさ・ピント等の調整
高速度カメラ設置後、被写体をモニタしながら、明るさ・ピント等の調整を行います。調整時には可能な限り照明装置（LED 照明×4 台）を使用して調整を行って下さい。
3.9 データ解析(1) 解析項目
本設備で実施可能な解析項目については、表 2-1 主要性能仕様を参照して下さい。
(2) ゼロシフト補正処理
ゼロシフトが発生した計測データに対して、ゼロシフト補正処理を行う事が出来ます。ゼロシフト補正処理を希望される場合は、計測・解析条件シートに記入して下さい。
3.10 解析結果の出力
解析結果は特性計測制御室内に設置されたPCのディスプレイに表示され、同室内のプリンタから紙媒体で出力可能です。図3-4～3-6に、解析結果の一例を示します。

15

図3-4

図3-5

波形表示の一例±SRS解析結果の一例（左列は加速度及び速度の時系列波形）

16

図3-6

絶対SRS解析結果の一例

3.11 データ及び解析結果の保存(1) 高速度カメラ
高速度カメラで撮影した画像は AVI、TIFF、JPEG、TYPE-2 形式（通常は AVI
及び TIFF 形式）で DVD-R、DVD-RW または CD-R に保存可能です。
(2) 高速度ビデオ
高速度ビデオで撮影した映像は VHS または H-VHS に収録可能です。120 分用のテープで約 5 分の高速度ビデオ映像が記録出来ます。
(3) 解析結果
DVD-R、DVD-RW、CD-R に保存可能です。

17

4

その他特記事項(1) 火工品の取扱いについて(a) 火薬類取締法に従い、あらかじめ火薬消費許可をつくば市から受けて下さい。
(b) 火工品の取扱いは全て有資格者が行って下さい。
(c) JAXA 技術要求・ガイドライン文書である「火薬類取締基準（JERG-0-004）」に従って作業を実施して下さい。
(2) 火工品の保管について
火工品の保管は、設備利用者側で保管庫等を用意し、火薬取扱責任者の元で管理して下さい。
(3) 火薬の取扱いに関する補足説明のお願い
添付 E に従い、火薬の取扱いに関する補足説明資料を作成し、火工品搬入前に保安物搬入搬出届（設備利用の手引き(AD2-I19-A016)）に添付し、提出して下さい。
(4) 試験時の安全対策について
ヘルメット等の防具を着用する他、安全対策（囲い、静電防止、一時火薬置場、作業員以外のエリア内への入室制限等）を十分講じて下さい。

18

添付 A 特性試験室/組立準備室(1)～(3)、(7)の分電盤一覧
試験室名

分電盤番号

表番号

特性試験室

PB-1-D

表 A-1

組立準備室(1)PA-1-F

表 A-2

組立準備室(2)PA-1-G

表 A-3

組立準備室(3)PB-1-E

表 A-4

PB-1-Q

表 A-5

PB-1-R

表 A-6

組立準備室(7)表 A-1 分電盤 PB-1-D（特性試験室）
ブレーカ仕様No.

ブレーカ記号

相数×電圧

定格

容量 [kVA]

1

3φ×210V

MCB3P 50/50AT

2

1φ×115V

MCB2P 50/20AT

3

1φ×100V

MCB2P 50/50AT

3

Ａ ，◯
Ｌ
◯

MCB2P 50/30AT

2

Ｍ
◯

12

Ｇ ，□
Ｈ ，□
Ｋ
□

10.4

Ｉ ，□
Ｊ
□
Ｃ ，◯
ｄ
◯

６ ，◯
７ ，◯
８ ，◯
９
◯

4

1φ×100V

1.5
MCB2P 50/20AT
1

Ｃ ，◯
Ｄ ，◯
Ｎ
◯
Ｂ
◯

表 A-2 分電盤 PA-1-F（組立準備室(1)）
ブレーカ仕様
No.

相数×電圧

定格

1

3φ×210V

MCB3P50/50AT

2

3φ×210V3

1φ×210V4

1φ×210V

ブレーカ記号

容量 [kVA]
12

E ，□
G
□

10.4

I
□

MCB3P 50/30AT

6.9

K
□

MCB2P 100/75AT

12.5

B ，□
E
□

8.5

C ，□
D
□

8

A
□

MCB2P 50/50AT

T
◯

5

6

7

1φ×100V

1φ×100V

1φ×100V

MCB2P 50/50AT

MCB2P 50/30AT

MCB2P 50/20AT

4

I
◯

3

J ，◯
7 ，◯
G
◯

1.5

6
◯

3

K
◯

2

L ，◯
M
◯

1.5

R ，◯
S ，◯
8 ，◯
9
◯

1

H ，◯
N ，◯
O ，◯
P ，◯
Q
◯
C ，◯
d
◯

A-2

表 A-3 分電盤 PA-1-G（組立準備室(2)）
ブレーカ仕様
No.

相数×電圧

定格

1

3φ×210V

MCB3P50/50AT

2

3φ×210V3

1φ×210V4

1φ×210V5

1φ×100V6

1φ×100V7

1φ×100V

ブレーカ記号

容量 [kVA]
12

F ，□
G ，□
J
□

10.4

I
□

MCB3P50/30AT

6.9

K
□

MCB2PlOO/75AT

12.5

B ，□
E
□

8.5

C ，□
D
□

8

A
□

3

T
◯

4

I
◯

3

J ，◯
7 ，◯
G
◯

1.5

6
◯

3

K
◯

2

L ，◯
M
◯

1.5

R ，◯
8 ，◯
9
◯

1

H ，◯
N ，◯
O ，◯
P ，◯
Q
◯

MCB2P50/50AT

MCB2P50/50AT

MCB2P50/30AT

MCB2P50/20AT

C ，◯
d
◯

表 A-4 分電盤 PB-1-E（組立準備室(3)）
ブレーカ仕様
No.

相数×電圧

定格

容量 [kVA]

1

3φ×210V

MCB3P 50/50AT

2

1φ×210V

MCB2P 100 /75AT

3

1φ×210V

MCB2P 50/50AT

4

1φ×115V

MCB2P 50/20AT

5

1φ×100V

MCB2P 50/50AT

6

1φ×100V

MCB2P 50/30AT

7

1φ×100V

MCB2P 50/20AT

A-3

ブレーカ記号

12

Ｆ ，□
Ｇ ，□
Ｋ
□

10.4

Ｉ ，□
Ｊ
□

12.5

Ｂ ，□
Ｅ
□

8.5

Ｃ ，□
Ｄ
□

8

Ａ
□
Ｃ ，◯
Ｄ
◯

4

Ｉ
◯

3

Ｇ ，◯
Ｊ ，◯
Ｔ ，◯
７
◯

3

Ｋ
◯

2

Ｌ ，◯
Ｍ
◯

1.5

Ｒ ，◯
Ｓ ，◯
８ ，◯
９
◯

1

Ｈ ，◯
Ｏ ，◯
Ｐ ，◯
Ｑ
◯

表 A-5 分電盤 PB-1-Q（組立準備室(7)）
ブレーカ仕様
No.

相数×電圧

定格

8.5

11

12.0

12，13，15

MCCB3P100/75AT

12.5

18

MCCB3P100/100AT

20.0

19

MCCB2P50/50AT

6.0

21

MCCB2P50/30AT

2.0

22，23

1.5

24，25

1.0

27

MCCB2P50/50AT

3.0

26

MCCB2P100/75AT

6.0

29，2A

MCCB3P 50/50AT
1

2

3

3φ×210V

1φ×210V

1φ×105V

ブレーカ記号

容量 [kVA]MCCB2P50/20AT

表 A-6 分電盤 PB-1-R（組立準備室(7)）
ブレーカ仕様No.

相数×電圧

容量 [kVA]MCCB3P 50/20AT

3.46

101，102，104

8.65

103

10.38

105

8.0

106

8.5

107

10.4

108

6.0

109

19.03

110

12.5

112

MCCB3P100/100AT

20.0

111

MCCB2P50/20AT

1.5

212

1.0

202，222，224

1.5

214，226

2.0

204

2.0

220

3.0

218

4.0

216

MCCB3P 50/30AT

1

3φ×210V

MCCB3P50/50AT

MCCB3P100/75AT

1φ×210/105V

ブレーカ記号

定格

MCCB2P50/20AT
2
1φ×105V
MCCB2P50/30AT
MCCB2P50/50AT

A-4

添付 B

試験条件要求書

試験条件要求書（1/3）
1.

爆管制御部
(1) 使用する点火チャンネルについて設定値を記入

点火CH(1)使用CH
可☑・否□

1

可□・否□

2

可□・否□

3

可□・否□

4

可□・否□

5

可□・否□

6

可□・否□

7

可□・否□

8

可□・否□

9

可□・否□

10

可□・否□

11

可□・否□

12

可□・否□

13

可□・否□

14

可□・否□

15

可□・否□

16

可□・否□

(2)点火
SW No.

(3)DELAY
(4)定格
(5)定格
TIME [msec] 抵抗値 [Ω] 電流値 [A](2) 火工品型式(3) ストレイ電流/電圧mA 以下/

B-2

mV 以下

試験条件要求書（2/3）

2.

計測データ処理系(1) 使用ラック
使用ラック

ラック No.1

ラック No.2

ラック No.3□□□

2 ラック目□□□

3 ラック目□□□

1 ラック目（マスターラック）(2) データレコーダ収録チャンネル
マスター機
ch No.

A/D Channel #スレーブ機
Measuring
Positionch No.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

B-3

A/D Channel #Measuring
Position

試験条件要求書（3/3）(3) リミットレベル
レベル

周波数
[Hz]

上限

ノミナル

レベル

周波数
下限

[Hz]

B-4

上限

ノミナル

下限

試験条件要求書
項目

No.

記入例

説明

パラメータ範囲

記入例

爆管制御部

1.
(1)

使用 CH 可否

使用する点火チャンネルを指点火チャンネル 1～16

定して下さい。
(2)

点火 SW No

可か否にチェッ
ク☑する。

点火ラインを指定して下さ

1～5

1
325

い。
(3)

DELAY TIME

点火 SW 押下後、点火するま

0～999 msec、刻み 1 msec 遅（msec）

での時間を指定して下さい。

延させない場合は 0 を指定し
て下さい。

(4)
(5)
(6)

定格抵抗値

火工品の定格抵抗値を指定し

（Ω）

て下さい。

定格電流値

火工品への定格電流値を指定（A）して下さい。

火工品型式

使用する火工品の型式を記入

0.01～9.99Ω

1.12

5.0～10.0A

5.0A

して下さい。
(7)

ストレイ電流ストレイ電流値とストレイ電

設備規格値：

ストレイ電流：/電圧

圧値を記入して下さい。

ストレイ電流：0.1 mA 以下

0.1 mA

ストレイ電圧：50 mV 以下

ストレイ電圧：指定がない場合は、設備規格

50 mV値に準ずる事とします。
計測データ処

2.

理系
(1)
(2)

使用ラック

使用するラックにチェック☑

ラック番号は低い順に設定し使用：☑

して下さい。

て下さい。

未使用：□

データレコー

計測バックアップとしてデーA/D Channel #：1～402

1, 3, 4, 5, 121

ダ収録チャン

タレコーダに最大 32 ch 分の計

ネル

測データを収録出来ます。バックアップする場合、収録するチャンネルを指定して下さい。

(3)

リミットレベ

規定レベルの設定を行いま最大エントリ数：100

100Hz

500

ル

す。指定出来るレベルは、上（1 パターンに対し）

400Hz

1,000

限値、ノミナル値、下限値です。解析時に指定可能。

B-5

4,000Hz 1,000

添付 C 計測・解析条件シート

計測・解析条件シート（1/6）

1.

解析項目
□ 波形表示□ ヒストグラム解析□ ±SRS 解析□ 絶対 SRS 解析□ FFT 解析□ パワースペクトラム
密度（PSD）解析□ コヒーレンス解析□ クロススペクトラム□ 自己相関関数解析

解析□ 相互相関関数解析□ 伝達関数解析□ Waterfall-SRS 解析□ 各チャンネルの□ Nth Octave 解析□ ゼロシフト補正処理

最大値解析

2.

解析対象範囲(1) リードタイム

msec(2) Durationmsec(3) トリガチャンネル(4) トリガレベル

3.

解析チャンネル□ ALL□ A/D Channel No.

C-2

計測・解析条件シート（2/6）

4.

波形表示・ヒストグラム解析(1) 波形表示方法□ None□ Integrate

Time：□Single□Double□ Differentiate

Time：□Single□Double(2) スケール□ SI Unit□ G →in/sec2□ Other(3) フィルタ処理(a) フィルタタイプ
ハイパスフィルタタイプ□ Bessel□Butterworth□Sigma-Delta

ローパスフィルタタイプ□ Bessel□Butterworth□Sigma-Delta(b) カットオフ周波数
ハイパス

Hz

ローパス

Hz

(c) ポール数
ハイパス
ローパス

C-3

計測・解析条件シート（3/6）

5.

±SRS 解析・絶対 SRS 解析(1) 解析周波数範囲
上限

Hz

下限

Hz

< サンプリング周波数/3 以下＞(2) 解析周波数分解能（単位：Octave）
□ 1/1

□1/3

□1/6

□ 1/24

□1/48

□1/96

□1/12

(3) Q 値
(4) DC オフセット□ Enable□Disable(5) フィルタ処理□ Enable□Disable(a) フィルタタイプ
ハイパスフィルタタイプ□ Bessel□Butterworth□Sigma-Delta

ローパスフィルタタイプ□ Bessel□Butterworth□Sigma-Delta(b) カットオフ周波数
ハイパス

Hz

ローパス

Hz

(c) ポール数
ハイパス
ローパス

C-4

計測・解析条件シート（4/6）

6.

FFT 解析・パワースペクトラム密度（PSD）解析(1) ウィンドウ関数□ None□ Blackman□ Hanning□ Flat Top (LabVIEW)□ Hamming□ 4 Term Blackman Harris□ Blackman Harris□ 7 Term Blackman Harris□ Exact Blackman□ P301(2) ブロックサイズ□ Power of 2

周波数解像度：□ Arbitrary

Δf：

Hz 以下
Hz

(3) Magnitude Detection□ Average□Peak Hold / Extreme(4) Spectrum Type□ Power Spectral Density (PSD)□ Auto Spectrum□ Fourier Magnitude(5) 解析周波数範囲
上限

Hz

下限

Hz

<サンプリング周波数/2.5 以下＞(6) Number of Freedom(7) Overlap%

C-5計測・解析条件シート（5/6）

7.

コヒーレンス解析・クロススペクトラム解析・自己相関関数解析・相互相関関数
解析・伝達関数解析(1) ウィンドウ関数□ None□ Blackman□ Hanning□ Flat Top (LabVIEW)□ Hamming□ 4 Term Blackman Harris□ Blackman Harris□ 7 Term Blackman Harris□ Exact Blackman□ P301(2) ブロックサイズ□ Power of 2

周波数解像度：

Hz 以下□ Arbitrary

Δf：

Hz

上限

Hz

<サンプリング周波数/2.5 以下＞

下限

Hz(3) 解析周波数範囲(4) Number of Freedom(5) Overlap%(6) Reference Channel

C-6計測・解析条件シート（6/6）

8.

Waterfall-SRS 解析（「5.±SRS 解析・絶対 SRS 解析」にもご記入下さい）(1) インターバル(2) オーバラップファクタ

9.

出力フォーマット(1) 縦軸スケール□ Auto Scale□Manual Scale
最大
最小(2) ノイズプロット□ Enable□Disable(3) リミット設定
□ 上限

□ノミナル

(4) 出力ファイル形式□ SDRC Universal file
□ Spread Sheet ASCII□ CATS ASCII□ STATISTICS□ JPEG（グラフ）

C-7

□下限

計測・解析条件シート 記入例（1/8）
項目

No.

説明

パラメータ範囲

記入例

波形表示、ヒストグラム解析、±SRS 解析、絶対SRS 解析、FFT 解析、パワースペクトラム密度1

解析項目

解析項目を指定します。

（PSD）解析、コヒーレンス解析、クロススペクトラ☑波形表示

ム解析、自己相関関数解析、相互相関関数解析、伝☑SRS 解析

達関数解析、Waterfall-SRS 解析、各チャンネルの最大値解析、Nth Octave 解析、ゼロシフト補正処理
2

解析範囲

解析の対象とする時間範囲を指定します。

(1)

リードタイムトリガレベルで到達した時点から遡って

10 msecの時間(2)

Duration

リードタイムを含んだ解析時間(3)

トリガチャンネル

解析時間を切り出すためのトリガとなる

計測データベース（SDIF）で指定したチャンネル内チャンネルを指定（MAX（衝撃発生源近傍チャンネル）(4)

トリガレベル

16CH）

解析時間を切り出すためのトリガとなる

180 msec

フルスケール値以内

1, 2, 16100

レベルを指定（単位：EU）

3

解析対象チャンネ

解析対象とするチャンネルを指定しまル

す。

計測データベース（SDIF）で設定したチャンネル番号
全チャンネルを指定する場合は ALL を選択

C-8

☑ALL

計測・解析条件シート
No.

項目

説明

記入例（2/8）
パラメータ範囲

記入例

波形表示・ヒスト
4

グラム解析

(1)

波形表示方法

波形表示方法を指定します

(2)

スケール

スケールを指定します。

(3)

フィルタ処理

(a)

分

☑None
☑SI Unit

ハイパス・ローパスのフィルタタイ
プを指定します。

(b)

None：何もしない、Integrate：積分、Differentiate：微Bessel or Butterworth or Sigma-Delta☑Butterworth
ハイパス：10Hz

ハイパス・ローパスフィルタのカッ

ローパス：4

トオフ周波数を指定します。

kHz
(c)

ハイパス・ローパスフィルタのポー

ハイパス：8

ル数を指定します。

ローパス：8C-9計測・解析条件シート
項目

No.

記入例（3/8）

説明

パラメータ範囲

記入例

上限周波数は、データ収集時のサンプリング周波数/3

上限：5,000Hz

以下

下限：100Hz

1/1、1/3、1/6、1/12、1/24、1/48、1/96☑1/6±SRS 解析・絶対5(1)

SRS 解析
解析周波数範囲
解析周波数分解能(2)（単位：Octave）

(3)

Q値

(4)

DC オフセット(5)

フィルタ処理解析を行う周波数範囲を指定します。

解析の周波数分解能を指定します。
解析の Q 値を指定します。

10

解析時に DC 成分を除去する/除去しな

DC 成分を除去する：Enable

いを指定します。

DC 成分を除去しない：Disable

フィルタ処理を行う/行わないを指定しフィルタ処理を行う：Enableます。

フィルタ処理を行わない：Disablea.

☑Enable☑Disable

ハイパス・ローパスのフィルタタイ
プを指定します。（フィルタ処理時

Bessel or Butterworth or Sigma-Delta☑Butterworth

指定）b.

ハイパス・ローパスフィルタのカッ
トオフ周波数を指定します。（フィルタ処理時指定）c.

ローパス：解析上限周波数との比率＝1.5 を推奨

ハイパス：10Hz
ローパス：
10kHz

ハイパス・ローパスフィルタのポール数を指定します。（フィルタ処理時指定）

ハイパス：解析下限周波数との比率＝0.1 を推奨

フィルタタイプで Sigma-Delta を選択した場合は 20

ハイパス：8を指定

ローパス：8C-10

計測・解析条件シート
項目

No.

記入例（4/8）

説明

パラメータ範囲

記入例

FFT 解析・パワー
6

スペクトラム密度（PSD）解析
ウィンドウをかけない場合は None を指定(1)

ウィンドウ関数

解析時に使用するウィンドウ関数を指定します。

ウィンドウの種類：Hanning、Hamming、Blackman
Harris、Exact blackman、Blackman、Flat Top☑Hanning(LabVIEW)、4 Term Blackman Harris、7 Term
Blackman Harris、P301
Power of 2 を指定した場合は、ブロックサイズと周波数解像度の組み合わせで選択する事が出来ます。周(2)

ブロックサイズブロックサイズを指定します。

波数解像度を指定して下さい。
Arbitrary を指定した場合は、周波数分解能Δf を任意に指定して下さい。

(3)

Magnitude Detection

出力データ型を指定します。

(4)Spectrum Type

スペクトラムタイプを選択します。

(5)

解析周波数範囲

解析周波数範囲を指定します。

(6)

Number of Freedom

平均回数を指定します。

(7)

Overlap

オーバラップを指定します。

Average or Peak Hold/Extreme☑Average

Power Spectral Density (PSD) or Auto Spectrum or Fourier☑PSD

Magnitude
上限周波数は、サンプリング周波数/2.5 以内で指定
波数分解能Δf、オーバラップで Analysis Period が決まる。
オーバラップをかけない場合：100%

C-11

上限：4,000Hz
下限：100Hz
10050%

計測・解析条件シート
項目

No.

記入例（5/8）

説明

パラメータ範囲

記入例

コヒーレンス解析・クロススペク
7

トラム解析・自己相関関数解析・相互相関関数解析・
伝達関数解析
ウィンドウをかけない場合は None を指定(1)

ウィンドウ関数

解析時に使用するウィンドウ関数を指定します。

ウィンドウの種類：Hanning、Hamming、Blackman
Harris、Exact blackman、Blackman、Flat Top☑Hanning(LabVIEW)、4 Term Blackman Harris、7 Term
Blackman Harris、P301
Power of 2 を指定した場合は、ブロックサイズと周波(2)ブロックサイズブロックサイズを指定します。

数解像度の組み合わせで選択する事が出来ます。周
波数解像度を指定して下さい。Arbitrary を指定した
場合は、周波数分解能Δf を任意に指定して下さい。

(3)

解析周波数範囲

解析周波数範囲を指定します。

上限周波数は、サンプリング周波数/2.5 以内で指定(4)

Number of Freedom

平均回数を指定します。

(5)Overlap

オーバラップを指定します。

オーバラップをかけない場合：100%(6)

Reference Channel

リファレンスのチャンネルを指定しま

計測データベース（SDIF）で指定したチャンネル番す。

号

周波数分解能Δf、オーバラップで Analysis Period が
決まる。

C-12

上限：4,000Hz
下限：100Hz
100
50%
1, 2

計測・解析条件シート
No.

項目

8

Waterfall-SRS 解析(1)

インターバルオーバラップファ

(2)

クタ

9

出力フォーマット(1)

縦軸スケール

記入例（6/8）

説明

パラメータ範囲

インターバルの数を指定します。
オーバラップファクタを指定します。

縦軸のスケールを指定します。

50
オーバラップなしの場合：1

Auto Scale：最大値に合わせてオートスケールで出力
Manual Scale：スケールを指定(2)

ノイズプロット

ノイズ値を出力します。

記入例

出力する：Enable
出力しない：Disable

0.5☑Auto Scale☑Disable

計測データベース（SDIF）で指定した(3)

リミット設定リミットファイルを用いてリミット出力

出力したい値を指定：上限、ノミナル、下限☑ノミナルを行います。
SDRC Universal file：Type 58
Spread Sheet ASCII：Excel csv 形式(4)出力ファイル形式

解析結果を出力する形式を指定します。

CATS ASCII：ASCII ファイル

☑ASCIISTATISTICS：Time History と SRS 解析結果の最大値

☑JPEG

リスト
JPEG（グラフ）：JPEG 形式

C-13

添付 D 計測データベース（記入説明及び記入例）
本添付資料の記入例に従って別冊ファイル「大型分離衝撃ユーザーズマニュアル_計測データベースシート」の Excel 表に記入し、試験時にご提出下さい。

大型分離衝撃試験設備
表 D-1

計測データベース（SDIF）記入説明（1/2）

TEST DESCRIPTION INFORMATION (1/2)

必須
項目

No.

○

1

Test Title

試験タイトルJAXA SYSTEM○

2

Test Type

試験タイプ

Shock

○

3

Test Description

試験種類

PAF

○

4

Test Location

試験場所

SITE

5

Test Operator

試験オペレータAES

6Specimen Name

オペレータ名YAMADA○

7

Part No○

8

Test ID

試験番号

001

○

9

Requesting Organization

試験使用社名JAXA

10

Test File Number

試験ファイル番号

001

項目

No.

○

1

記入例

1

表 D-1
必須
項目

説明

TEST DESCRIPTION INFORMATION (2/2)
項目

Test Duration

説明

記入例

試験時間（20sec 以上、単位：sec） 60.0
データ収録サンプリング周波数（単位：Hz）
・データ解析における最大○2

Sample Rate

解析周波数の 3 倍以上の100,000

サンプリング周波数・ 範囲：4.96 kHz～100 kHz の範囲内で 1Hz 毎
3Time Series Peak Warning

4

Time Series Peak Alarm

5

Trigger Channel List

ノイズ測定時の Warning 値（単位：%）
ノイズ測定時の Alarm 値（単位：%）
トリガチャンネル（最大 16 ch）

D-2

0.2

0.3
1, 8, 29, 147,
402

大型分離衝撃試験設備

計測データベース（SDIF）記入説明（2/2）

表 D-2 SENSOR/CHANNEL INFORMATION
必須
項目

No.

○

1

A/D Channel #チャンネル番号（1～402）

2

Location Name or Remark

チャンネル名称（最大 8 文字） Pane1y+

3

Measuring Position

計測位置（最大 12 文字）

Pane1y+4

Channel Label

チャンネルラベル

Panel1

5

Acquisition Status

6

Node Number

1～402 を指定

1, 2, 3

7

Channel Limits File

リミットファイル名

Limit01○

8

Accelerometer Model Number

加速度センサの型番

2222C, 7255A○

9

Accelerometer Serial Number

加速度センサの Serial 番号

AA01

○

10

Accelerometer Sensitivity

加速度センサの感度

0.281

11

Calibration Due Date

加速度センサの校正期限日

12/26/2005○

12

Transducer Type○13

Measurement Type

14

Transducer Manufacturer

トランスデューサのメーカ

Endevco15

Transducer Tag #トランスデューサのタグ番号

001

○

16

Response Units

計測信号の単位（G or m/s/s）

m/s/s

○

17

Input Connection

○

○

項目

説明

記入例
1, 2, 3…

チャンネル使用状態（使用:TRUE、未使用:FALSE）

TRUE

トランスデューサの出力タイプ（Charge or Voltage）

Charge

計測信号のタイプ（Acceleration or Voltage）

入力（Single ended or

Acceleration

Single ended

Differential）
○

18

○

19

Input Coupling
Accelerometer Full Scale Input

入力カップリング（AC or DC） AC
入力レンジのフルスケール

998.0

Range
○

20

Filter In/Out*フ ィ ル タ 有 無 （ Disable or☑Disable

Enable）*

トランスデューサ励起タイプ○

21

Transducer Excitation Type○

22

Transducer Excitation Level（Voltage or Current）
トランスデューサ励起レベル

Filter は 400Hz のため、Disable 固定。

D-3

Voltage0大型分離衝撃試験設備
1.

計測データベース（SDIF）記入例（1/2）

TEST DESCRIPTION INFORMATION[TEST DESCRIPTION INFORMATION]
Test Title
My Test Title
Test Type
Shock
Test Description
Gain Accuracy 100
Test Location
My Test Location
Test Operator
TOM Operator
Specimen NameMy Specimen Name
Part NoMy Part Number
Test IDMy Test ID
Requesting Organization My Requesting Organization
Test File Number
My Test File Number

2.

TEST CONFIGURATION INFORMATION[TEST CONFIGURATION INFORMATION]
Test Duration
60
Sample Rate
100000TimeSeriesPeakWarning
0.1
TimeSeriesPeakAlarm
0.95
TriggerChannelList
1 7 9 23 25 67 100 101 204 255 265 299 301 306 400 402

D-4

大型分離衝撃試験設備
3.

計測データベース（SDIF）記入例（2/2）

SENSOR/CHANNEL INFORMATION

A/D
Channel#Location
Name orMeasuring
RemarkPosition
1 Chan Descr 1 Chan Label 1
2 Chan Descr 2 Chan Label 2
3 Chan Descr 3 Chan Label 3
4 Chan Descr 4 Chan Label 4
5 Chan Descr 5 Chan Label 5
6 Chan Descr 6 Chan Label 6
7 Chan Descr 7 Chan Label 7
8 Chan Descr 8 Chan Label 8
9 Chan Descr 9 Chan Label 9
10 fire Curent

Channel
Label
ch1
ch2
ch3
ch4
ch5
ch6
ch7
ch8
ch9
ch10

ChannelAcquisition Node
LimitsStatusNumber File
TRUE
1 Limits.txt
TRUE
TRUE
FALSE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
2
TRUE
TRUE

Accelerometer
Sensitivity
Accelerometer Accelerometer (mV/EU or
Model Number Serial Number pC/EU)
2222C
BA04
0.266055046
2222C
BA08
0.266055046
2222C
BA11
0.277573904
7255A
2222C
2222C
2222C
2222C

Calibration Due
Transducer Measurement Transducer Transducer Response Input
Date
Type
Type
Manufacturer Tag #Units
Connection
1/4/2004 Charge
Acceleration ENDEVCO
tag1
m/s/s
Single-ended
1/4/2004 Charge
Acceleration ENDEVCO
m/s/s
Single-ended
1/4/2004 Charge
Acceleration ENDEVCO
tag3
m/s/s
Single-ended
Single-ended
1/4/2004 Voltage
Acceleration ENDEVCO
m/s/s
Single-ended
1/4/2004 Charge
Acceleration ENDEVCO
m/s/s
Single-ended
1/4/2004 Charge
Acceleration ENDEVCO
m/s/s
Single-ended
1/4/2004 Charge
Acceleration ENDEVCO
m/s/s
Single-ended
1/4/2004 Charge
Acceleration ENDEVCO
m/s/s
Single-ended
Voltage
Voltage
V
Single-ended

D-5

SN335
BA11
BA18
BA21
BA23

1
0.277573904
0.265647299
0.276860347
0.270030581

AccelerometerTransducer Transducer
Input
Full Scale Input Filter
Excitation Excitation
Coupling Range
In/OutType
Level (mA)AC
981 DISABLEDvoltage
0AC
981 DISABLEDvoltage
0AC
981 DISABLEDvoltage
0
AC
DISABLEDvoltage
0AC
981 DISABLEDvoltage
0AC
981 DISABLEDvoltage
0AC
981 DISABLEDvoltage
0AC
981 DISABLEDvoltage
0AC
100 DISABLEDvoltage
0
DC
DISABLEDvoltage
0

添付 E

保安物が「火薬」である場合の補足説明

保安物が「火薬」である場合の補足説明
筑波宇宙センターに搬入する保安物が「火薬」である場合は、本用紙を参考にした補足
説明をお願い致します。
(1) 目的
火薬類取締法に基づく、火薬の消費（第 25 条）、貯蔵（規則第 15、16 条）、消費場所＝火薬類取扱所（規則第 52 条）、及び取扱責任者の資格の必要性の有無等について確認する事。
(2) 火薬の消費：（火薬取締法第 25 条）
都道府県知事の許可の有無について、下記のいずれかを選択して下さい。
□ つくば市長の許可を得ている。許可を得ている場合は「火薬類消費許可証」のコピーを提出して下さい。
□ 省令で例外扱いされている。「例外扱い」を示す資料を提出願います。
(3) 火薬庫外の貯蔵：（規則第 15 条）
火薬庫外に貯蔵可能な火薬類であるか否かを確認するため下記事項について回
答願います。
□ 貯蔵する火薬の種類：□ 貯蔵する者等の区分：□ 火薬庫外貯蔵の可否：（可能/不可能）(4) 火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準：（規則第 16 条）
技術上の基準について下記のいずれかを選択して下さい。
□ 貯蔵の技術上の基準に適合している。
□ 貯蔵の技術上の基準に適合しない。
(5) 火薬類取扱所の設置（規則第 52 条）
火薬類取扱所設置の必要性の有無について下記のいずれかを選択して下さい。
□ 火薬類取扱所を設ける必要あり。
□ 火薬類取扱所を設ける必要なし。
(6) 取扱責任者の法定資格取扱責任者の免状のコピーを提出願います。
(7) 保安物搬入搬出届は、原局から筑波宇宙センター管理部に提出して下さい。共用
試験の場合は、エイ・イー・エスから提出します。

E-2