AWG-7000
7102(D)/7104(D)7202(D)/7204(D)/7204(D)-S7172(D)/7174(D)/ 7174(D)-S

テクニカル データシート
2/4 チャンネル－オールインワン：
ファンクション・ジェネレータ、任意信号発生、
パルス・パターン・ジェネレータ、デジタル・パタ
ーン・ジェネレータ

主な性能仕様• AWG モード
- 14bit 垂直分解能- 最大 20GS/s 可変クロック- 最大 10GHz 出力周波数- 立上り／立下り時間 < 50ps
- 32bit デジタル・チャンネル- チャンネル毎の波形用メモリ 最大 9Gpts- ハードウェア・オフセット±2.5Vp-p（50Ω負荷）でシングルエンド振幅最大 5Vp-p（50Ω負荷）- コモンモード電圧±2V（50Ω負荷）で差動振幅最大 2.5Vp-p（100Ω負荷）• AFG モード
• 2 または 4 のアナログ・チャンネル• 最大 20GS/s• 14bit 垂直分解能• 最大 10GHz の出力周波数• 立上り／立下り時間 < 50ps
• 最小パルス幅 100ps• ハードウェア・オフセット：最大±2.5V（50Ω負荷）でシングルエンド出力電圧：最大 5Vp-p（50Ω負荷）。合計の出力電圧幅±5V（10Vp-p、50Ω
負荷）• コモンモード電圧：±2V（50Ω負荷）で差動出力
電圧：最大 2.5Vp-p（100Ω負荷）、• チャンネル毎の波形用メモリ：最大 9Gpts• アナログ信号に同期したデジタル・チャンネル：最大 32ch• 多重装置間同期：最大 6 アナログ・チャンネル、
128 デジタル・チャンネル- 6.5GHz 正弦波- 最大 20GS/s 固定、14bit 垂直分解能- ハードウェア・オフセット±2.5Vp-p（50Ω負荷）でシングルエンド振幅最大 5Vp-p（50Ω負荷）- コモンモード電圧±2V（50Ω負荷）で差動振幅最大 2.5Vp-p（100Ω負荷）- 改良された独自の DDS 技術• パルス・パターン発生（PPG）モードーオプション- 最大 6.5Gbit/s の NRZ, RZ と R1 ビットストリームを発生- 2、3、または 4 レベルのパターン- トランジション毎に 64 ポイントの任意の形状- 全てのトランジションにプログラム可能な時間- チャンネル毎に最大 12Mbit（2 レベル）と最大 6M シンボル（3 または 4 レベル）のパターン・メモリ- ハードウェア・オフセット±2.5Vp-p（50Ω負荷）でシングルエンド振幅最大 5Vp-p（50Ω負荷）- コモンモード電圧±2V（50Ω負荷）で差動振幅最大 2.5Vp-p（100Ω負荷）

www.Activetechnologies.it

機能と利点• サンプル・レートは 1S/s から 20GS/s までプログラム可能で、14 ビットの垂直分解能により、優れた信号の完全性を確保。
• 最大 9Gpts の任意波形メモリ。
• 複合的な信号生成－2 または 4 のアナログ・チャンネルと最大 32 チャンネルの同期したデジタル・チャンネル1により、デジタル設計のデバッグと検証が可能。
• Simple Rider AFG（DDS AFG モード）
、True Arb（可変クロック任意 AWG モード）
、PPG（パルス／シリアル・パターン・ジェネレータ－オプション）の 3 つの動作モード。
• デジタル出力は、CML 規格で、プログラム可能な最大 10Gb/s のデータ・レートを提供します。
CML-LVTTL アダプターが利用可能です。
• 最大 16384 のユーザ定義の波形を備えた高度なシーケンサにより、最も効率的なメモリ使用量で、複雑な信号シナリオを生成できます。
• 7 インチのタッチスクリーン、フロントパネルボタン、ノブを備えた Windows ベースのプラットフォーム。
• 据え置き型のコンパクトな筐体で、標準の 19 インチ－3U ラックマウントにも適合します。
• リモート制御用の LAN、USB-TMC、GPIB インターフェイス。

1

デジタル・チャンネル出力はモデル 7204 もしくは 7174 で利用可能

2

アプリケーションと分野
光学フォトニクス、RF ワイヤレス

AWG-7000 シリーズは、科学技術分野での最前線の実験や、高エネルギー物理学、光学、レーザ、フォトニクス、
RF 無線通信などの最先端の課題に対して最適な選択肢となります。
AWG-7000 シリーズは、アナログ／デジタル、理想信号、
歪信号、標準信号、カスタム信号など、あらゆる信号を生成できます。
複雑な RF/IF/IQ 波形、極小幅、高振幅のパルスを簡単に構築して、電気/音響光学変調器、パルスレーザーダイ
オードを駆動したり、ダイヤモンドの窒素-空孔中心の
図 1：レーザとフォトニクス

操作などの量子光学実験に使用したりできます。
ハイライト• 電気光学変調器を駆動します。
• レーザーダイオードの変調と駆動。
• 量子光学エミッターの試験。
• RF ワイヤレスデジタル変調

量子アプリケーション

これらは、安全な通信と、電界、磁界の動きの変化を感知することによって、私たちが周囲の世界をどのように測定、移動、研究、探索、観察し、相互作用するかを決定するための基本的なツールになります。
近年では、いわゆる光ナノファイバー、つまり直径が光の波長よりも小さいガラスファイバー内を伝播する冷原子と光子の集団の間の光と物質の結合が研究されています。
これらのファイバーの特殊な特性により、「量子実験室」
図 2：量子暗号化としての使用に適しています。
AWG-7000 シリーズは、超高速の立上り/立下り時間、

量子センシング、量子鍵配送などの新しい量子技術は、 ガウス形状、マルチレベル PAM および PRBS 信号、複雑なパルス列、これらのテストの重要な要素である障害
今後数年間で私たちの生活を向上させるでしょう。
のあるパルス RF 信号を生成できるため、これらすべての新しい技術的課題に立ち向かうのに最適なツールです。
3

ハイライト• PRBS 信号の生成
•
•
•
•
•

QKD と量子センシング
冷却原子
ダイヤモンドの窒素-空孔の色の中心を操作
トリガ入力―アナログ出力間の最小遅延
最大 16 のアナログ・チャンネルと 128 のデジタル・チャンネルを完全に同期• コンディショナル/アンコンディショナル/ダイナミックジャンプ機能、2 つの独立したトリガ入力、最大 4 つのマーカ出力を備えた内蔵シーケンサ。
自動車
カメラ、 LiDAR、レーダ、超音波デバイスには、より高い帯域幅と低遅延のネットワークと複雑な車載技術が必要です。
物理層テスト、送信および受信テスト、チャンネル・テ
ストには、最新の自動車の課題を満たすために、高性能で使いやすいツールが必要です
Arb-Rider7000 シリーズは、20GS/s と 14 ビットの垂直分解能を兼ね備えており、最も要求の厳しいテスト・ケ
ースをエミュレートするために必要な実世界の信号を
図 3：自動車

生成するための理想的な機器です。

今日の自動車には、非常に繊細な電子部品を備えた高度ハイライト

な電子制御ユニットが多数搭載されています。
需要が高まるにつれ、次世代の先進運転支援システム(ADAS)には、ますます高解像度のカメラやレーダーシ
ステムが必要とされています。

• 最大 5V の電気規格エミュレーション。
• 物理層のテスト。
• センサーテスト。
• EMI のデバッグ、トラブルシューティングとテスト

先端研究アプリケーション
AWG-7000 シリーズは、6.5GHz 以上のアナログ帯域幅
で 5Vpp のパルスを生成できるという、信号振幅と帯域幅の点で、市場で最も優れた製品です。
超高速エッジ&最小パルス幅生成、優れたダイナミック
レンジ、使いやすいインターフェイスの組み合わせは、加速器、トカマク、シンクロトロンなどの大規模な実験に取り組んでいる科学者やエンジニアに適合し、特定のテストボードを作成することなく信号をエミュレートします。
図 4：先端研究

パルス電子ビームまたは X 線源、フラッシュ X 線撮影、
照明パルスシミュレータ、高出力マイクロ波モジュラートなどのアプリケーション向けに、簡単にパルスを生成
できます。

4

ハイライト• 検出器のエミュレーション。
• ノイズを付加した信号源のエミュレーション• 実世界の信号の生成/再生。
半導体試験
AWG-7000 シリーズでは、以下のテストが可能です
高速デバイスなど、最大データ・レート 8Gbps で、最大16 のアナログ出力チャネルを提供できるため、PCIExpress Gen.3 のデバッグが可能です
ノイズや歪みを含んだ複雑な信号のエミュレーション
は、半導体エンジニアを支援するコンプライアンス・コ
ンポーネント・テストを提供する優れた方法となる可能性があります。
図 5：半導体試験

高速エッジとパルス生成は、高速パワーデバイスの特性
消費者は、より小さな形状で、より少ない電力要件で、 評価に使用できます。
より優れたパフォーマンスを常に求めています。
これにより、デバイスのフットプリントが大幅に小さくなり、データスループットが大幅に向上し、電力要件が低くなりました。これらの機能により、SATA、USB、PCI
Express など、消費者が現在利用している多くのテクノ
ロジが利用可能になります。

航空宇宙・防衛ハイライト• 高速シリアル・テスト• 半導体の特性評価。
• 高速クロック生成• 周波数応答、相互変調歪み、ノイズ指数の測定• パルス・パターン発生器

さらに、高帯域幅信号を生成する機能は、無線アプリケーションやその他の I/Q 信号変調用のデジタル変調シス
テムで使用できます。
高速シーケンス・スイッチ機能を備えた高度なシーケン
サと組み合わせた高速信号の生成により、複雑な実世界の信号シナリオのエミュレーションが可能になります。
ハイライト• レーダおよび LiDAR の RF 変調信号エミュレーション• 電子戦の複雑なシナリオの生成。
図 6：航空宇宙と防衛アプリケーション• アビオニクス試験

レーダ、LiDAR、ソナーの設計とテストは AWG-7000 シ
リーズと完全にマッチしています。

5

Simple Rider AFG：ファンクション・ジェネレータ モード インターフェイス
Simple Rider AFG の UI はタッチ画面用に設計されており、最新の波形発生器のすべての機能を指先で操作できるように開発されています。すべての機器のコントロールとパラメータは、タブレットや最新のスマートフォンのシンプルさを思い起こさせる直感的な UI を介してアクセスされます：エンジニアや科学者は、タッチ機能とジェスチャを利用して、数回のタッチで高度な波形やデジタル・パターンを作成できます。

• スワイプ・ジェスチャーにより、出力波形パラメータに簡単にアクセスできます• タッチ・フレンドリーな仮想テンキーパッドは、
データ入力時のユーザ・エクスペリエンスを向上させるように設計されています• 時間を節約するショートカットと直感的なアイコンにより、機器のセットアップが簡素化されます

Simple Rider TruArb：AWG モード インターフェイス
Simple Rider True-Arb インターフェイスでは、最大
16,384 のアナログ波形とデジタル・パターンのシーケ
ンス・エントリを持つ複雑な波形を定義し、ループ、ジャンプ、条件分岐によって実行フローを定義することができます。
アナログ出力信号と組み合わせて同期させるデジタル
出力は、デジタル設計のトラブルシューティングと検証に理想的なツールです。
各チャンネルで最大 9G サンプルの波形メモリ長と、最大 16,384 および最大 4,294,967,294 回の繰り返しを組み合わせることができる Arb-Rider 7202/7204 は、最も要求の厳しい技術アプリケーションに最適なジェネレーターです。
直感的で簡単な波形シーケンサのユーザインタフェイ
スにより、画面を少しタッチするだけで、最も複雑な波形シナリオを作成できます。
最大 4 台の機器を同期させて、16 のアナログ・チャン
ネルから 128 のデジタル・チャンネル・ジェネレータ
を得ることができます。専用の同期バスにより、装置間の同期が保証されます。Arb Rider は、リモートコントロールと簡単にカスタマイズされた機器プログラミングのための標準イーサネットインターフェイスをサポートしています。

6

Simple Rider PPG：パルス・パターン・ジェネレータ（PPG）モード インターフェイス
最も簡単なタッチスクリーン・ディスプレイ・インターフェイスでは、数回の画面タッチでパターン・シナリオを作成できます。
パルス・パターン・ジェネレータは、PRBS パターンと、
ビット遷移が任意のユーザ定義形状を持つことができる、最大 12MSymbols のカスタム・パターンを生成する機能を提供します。ARB-RIDER-AWG7000 パルス・
パターン・ジェネレータは、最大 6.5Gbaud のパターンを生成できます。
ソフトウェア・アーキテクチャは、さまざまな生成モダ
リティでパターンを簡単に生成する可能性を提供し、また、さまざまなノイズ効果（ジッター、リップルなど）を生成する目的で、内部または外部信号でパターンを変調する機会も提供します。

7

モデル一覧
GS/s

出力

モデル

説明

シングル

AWG-7202

2 CH – 5Vpp シングルエンド出力 – フルメモリ2

AWG-7204

4 CH – 5Vpp シングルエンド出力 – フルメモリ

20GS/sエンド

AWG-7204-S
差動

4 CH – 5Vpp シングルエンド出力 – ショートメモリ または
2 CH – 5Vpp シングルエンド出力 – フルメモリ

AWG-7202D

2 CH – 2.5Vpp (1.25Vpp シングルエンド) 差動出力 – フルメモリ

AWG-7204D

4 CH – 2.5Vpp (1.25Vpp シングルエンド) 差動出力 – フルメモリ
4 CH – 2.5Vpp (1.25Vpp シングルエンド) 差動出力 – ショートメモリ

AWG-7204D-S

または2 CH – 2.5Vpp (1.25Vpp シングルエンド) 差動出力 – フルメモリ

シングル

AWG-7172

2 CH – 5Vpp シングルエンド出力 – フルメモリ

AWG-7174

4 CH – 5Vpp シングルエンド出力 – フルメモリ

17GS/sエンド

AWG-7174-S
差動

4 CH – 5Vpp シングルエンド出力 – ショートメモリ または
2 CH – 5Vpp シングルエンド出力 – フルメモリ

AWG-7172D

2 CH – 2.5Vpp (1.25Vpp シングルエンド) 差動出力 – フルメモリ

AWG-7174D

4 CH – 2.5Vpp (1.25Vpp シングルエンド) 差動出力 – フルメモリ
4 CH – 2.5Vpp (1.25Vpp シングルエンド) 差動出力 – ショートメモリ

AWG-7174D-S

または2 CH – 2.5Vpp (1.25Vpp シングルエンド) 差動出力 – フルメモリ

10GS/s

シングル

AWG-7102

2 CH – 5Vpp シングルエンド出力 – フルメモリ

AWG-7104

4 CH – 5Vpp シングルエンド出力 – フルメモリ

AWG-7102D

2 CH – 2.5Vpp (1.25Vpp シングルエンド) 差動出力 – フルメモリ

AWG-7104D

4 CH – 2.5Vpp (1.25Vpp シングルエンド) 差動出力 – フルメモリ

エンド
差動

2

フルメモリまたはショートメモリ・モードは利用可能な波形メモリに影響します。詳細は「表 1：波形メモリ vs.モデルとオペレーティン
グ・モード」を参照

8

オプションとアクセサリ
アイテム

説明

AWG-7202-PATO AWG-7202(D)、7172(D)、7102(D)用シリアル・パターン・ジェネレータ(SPG)

AWG-7204-PATO AWG-7204(D)、7174(D)、7104(D)用シリアル・パターン・ジェネレータ(SPG)

AWG-7xx4-8DIG

O AWG-7204(D)、7174(D)、7104(D)用AWG-7xx4-8DIG 8CH Digライセンス

AWG-7xx4-16DIGO AWG-7204(D)、7174(D)、7104(D)用AWG-7xx4-16DIG 16CH Digライセンス

AWG-7xx4-32DIGO AWG-7204(D)、7174(D)、7104(D)用AWG-7xx4-32DIG 32CH Digライセンス

AWG-7000-FSSO AWG-7000シリーズ高速シーケンス・スイッチ

AWG-7xx2-WAR

O AWG-7202(D)、7172(D)、または7102(D)の3年間の保証延長

AWG-7xx4-WAR

O AWG-7204(D)、7204(D)-S、7174(D)、7174(D)-S、7104(D)の3年間の保証延長

RIDER-MINI-SAS-HDA

RIDER-AWG7K-SYNC

A AWG-7000シリーズ全モデル用の同期ケーブル

AT-DTTL8

A

AT-LVDS-SMA8A

GP-IB / USB-TMC

A リモート制御用のGPIBおよびUSBTMCポート

RIDER-RACK

A Riderシステム用ラックマウントキット

デジタルプローブ用Mini Sas HDケーブル、8差動信号(ロングメモリの4チャンネ
ル・モデルでのみ使用可能)

LVDS-LVTTLデジタル・アダプタ・プローブ(ロングメモリの4チャンネル・モデ
ルでのみ使用可能)
CML-SMAデジタルアダプタケーブル(ロングメモリの4チャンネル・モデルでのみ使用可能)

O：オプション、A：アクセサリ

9

メモリ vs.モデルとオペレーティング・モード
チャンネル当たりのメモリ（MSamples）

20Gs/s および 17Gs/s

チャン
ネル数

2

4

モデル

AWG-7202
AWG-7202D
AWG-7172
AWG-7172D
AWG-7204
AWG-7204D
AWG-7174

フルレート・モード

ハーフレート・モード（最大サンプル・レート 20/17Gsps）（最大サンプル・レート 10Gpbs）

CH1
9600

CH2
1.17

CH3

CH4

CH1
4800

CH2
4800

CH3
-

CH4
-

9600

0.589

9600

0.589

4800

4800

4800

4800

4800

4800

-

-

4800

4800

4800

4800

AWG-7174D

AWG-7102
AWG-7102D

10Gs/s2

4

AWG-7104
AWG-7104D

チャンネル当たりのメモリ（MSamples）

20Gs/s および 17Gs/s

チャン
ネル数

モデル

フルレート・モード

ハーフレート・モード（最大サンプル・レート 20/17Gsps）
CH1

CH2

CH3

0.512

0.512

0.512

9600

1.17

-

（最大サンプル・レート 10Gpbs）

CH4
CH1
ショートメモリ・モード
0.512

-

CH2

CH3

CH4

-

-

-

4800

-

-

AWG-7204-S

4

AWG-7204D-S
AWG-7174-S
AWG-7174D-S

フルメモリ・モード-4800

表 1；波形メモリ vs.モデルとオペレーティング・モード

10

ドキュメント名

AWG-7202/7204 技術仕様

最終更新日：2024/3/14

特記事項の無い限り、すべての仕様は標準値です。記載された仕様は、5℃〜40℃の動作温度範囲内で最低 2 時間保管された校正済みの機器であり、45 分のウォームアップ時間後に発揮されます。±10℃以内でオート・キャリブレーション後

一般仕様
AWG-7202

AWG-7204

AWG-7202D

AWG-7204D

AWG-7172

AWG-7204-S

AWG-7172D

AWG-7204D-S

AWG-7102

AWG-7174

AWG-7102D

AWG-7174D
AWG-7174-S
AWG-7174D-S
AWG-7104
AWG-7104D

オペレーティング・モード

AFG モード-True Arb モード-SPG モード（オプション）

マーカとアナログ・チャンネル数
アナログ・チャンネル

２

２

マーカ

２

２

AWG-7202

AWG-7204

AWG-7202D

AWG-7204D

AWG-7172

AWG-7174

AWG-7172D

AWG-7174D

AWG-7102

AWG-7104

AWG-7102D

AWG-7104D

AWG-7204-S
AWG-7204D-S
AWG-7174-S
AWG-7174D-S

デジタル・チャンネル数
デジタル・チャンネル

―

32

11

AWG-7202

AWG-7202

AWG-7204

AWG-7204D

AWG-7204-S

AWG-7204D-S

AWG-7172

AWG-7172D

AWG-7174

AWG-7174D

AWG-7174-S

AWG-7174D-S

AWG-7102

AWG-7102

AWG-7104

AWG-7104D

シングルエンド DC カップリング

差動 DC カップリング

シングルエンド：50Ω

シングルエンド：50Ω

出力チャンネル
出力タイプ
出力インピーダンス

差動：100Ω
コネクタ

SMA（フロントパネル）

DC 電圧
電圧範囲

±2.5V（50Ω負荷時）±0.625V （シングルエンド、50Ω負荷時）

分解能

500μV（公称）、5 桁100μV（公称）
、5 桁

電圧精度

±(|設定値|の 1.5%＋15mV)3±(|設定値|の 1%＋2mV)3DD 電圧ハードウェア・オフセット（コモンモード・オフセット）
分解能<4mV または 4 桁

範囲（50Ω負荷に対して 50Ω）

-2.5V ~ +2.5V-2V ~ +2V

範囲（Hi-Z に対して 50Ω出力）-2.5V ~ +2.5V-4V ~ +4V

精度（50Ω負荷に対して 50Ω）±(|設定値|の 1.5%＋15mV)±(|設定値|の 1%＋5mV)（保証値）

AC 精度（1kHz 正弦波、
オフセット 0V、振幅 >5mVp-p、50Ω負荷）±(設定［Vpp］の 1%＋5mV)3

（保証値）

3

仕様はフルスケール出力の 0%から 80%の範囲において保証されています。

12

True Arb - ベースバンド・モード
AWG-7202

AWG-7202D

AWG-7204

AWG-7204D

AWG-7204-S

AWG-7204D-S

AWG-7172

AWG-7172D

AWG-7174

AWG-7174D

AWG-7174-S

AWG-7174D-S

AWG-7102

AWG-7102D

AWG-7104

AWG-7104D

一般仕様
オペレーティング・モード

フルレート・モード（可変クロック）
ハーフレート・モード（可変クロック）サンプリング・レート
AWG-720x(D)/AWG717x(D)- フルレート・モード

1 S/s - 20 GS/s4 (AWG-720x(D))
1 S/s - 17 GS/s4 (AWG-717x(D))- ハーフレート・モード

AWG-7204(D)-S / AWG7174(D)-S

1 S/s - 10 GS/s4

1 S/s - 20 GS/s4 (AWG-7204(D)-S)
1 S/s - 17 GS/s4 (AWG-7174(D)-S)

AWG-710x(D)Sin(x)/(x)1 S/s - 10 GS/s4
8.85 GHz @ 20GS/S (AWG-7202(D) / AWG7204(D)(-S))
7.52 GHz @ 17GS/S (AWG-7172(D) / AWG7174(D)(-S))
4.425 GHz @ 10GS/S (AWG-710x / AWG710xD)

ラン・モードコンティニュアス、トリガー・コンティニュアス、
シングル／バースト、ステップ、アドバンスト

垂直分解能

4

14bit

サンプル・レートの全インターバルに連続性はありません（詳細はユーザマニュアルを参照）

13

最大波形メモリ

AWG-720x(D)/AWG717x(D)― フルレート・モード（20GS/s）

AWG7202 / AWG7202D および AWG7172 / AWG7172D:

CH1: 9.6 Gsamples; CH2: 1.17 Msamples
AWG7204 / AWG7204D および AWG7174 / AWG7174D:

CH1, CH3: 9.6 Gsamples; CH2, CH4: 589 ksamples－ ハーフレート・モード（10GS/s）

4.8Gsamples（チャンネル）AWG-7204(D)-S / AWG7174(D)-S:－ 4 チャンネル：フルレート/ショートメモリ

512ksamples（全チャンネル）（20GS/s）－ 2 チャンネル：フルレート・モード（20GS/s）

CH1：9.6Gsamples；CH2：1.17Msamples

ハーフレート・モード（10GS/s）

4.8 Gsamples（チャンネル）AWG-710x(D)
波形粒度

4.8 Gsamples（チャンネル）AWG 720x / 720xD and AWG 717x / 717xD：
１（エントリ長＞8928 サンプルの場合）
288（エントリ長 ≥288 サンプルかつ ≤8928 サンプルの場合）

AWG 7204-S / 7204D-S：
１（エントリ長＞512 サンプルの場合）
64（エントリ長 ≥256 サンプルかつ ≤512 サンプルの場合）

AWG 710x / 710xS：
１（エントリ長＞4464 サンプルの場合）
288（エントリ長 ≥288 サンプルかつ ≤4464 サンプルの場合）
シーケンス長シーケンス繰り返し数

1 ~ 16384
1 ~ 4294967294 または無限
14

タイマー
範囲

17.6ns ~ 429ms

分解能±1 サンプリング・クロック・サイクル

アナログチャンネルーチャンネル間スキュー
範囲

0~1.63μs

分解能

4CH モデル：CHx to CHx (x=1,2,3,4)：1 サンプリング・クロック・サイクル
CH1/CH2 カップル ~ CH3/CH4 カップル：100 fs

2CH モデル：CHx ~ CHx (x=1,2)： 100 fs

精度±(設定値の 1% + 20 ps) < 20 ps

内部スキュー< 20 ps

計算上の帯域幅（0.35/立上りまたは立下り時間 10-90）― 20 または 17GS/s モデル：

≥ 5 GHz≥ 5.8 GHz

― 10 GS/s モデル：

≥ 2.6GHz≥ 3.25 GHz― 20 または 17GS/s モデル：

5.8 GHz-― 10 GS/s モデル：

3 GHz

-

< - 65 dBc-

3dB 帯域幅（実測値）（sin(x)/x 補正）

SFDR＠100MHz5
DC から Fs/2 までで測定：
Fs＝20Gsa/s（AWG-720x(D)）
Fs＝17Gsa/s（AWG-717x(D)）
Fs＝10Gsa/s（AWG-710x(D)）

5Fs - 2*fout および Fs- 3*fout を除いた高調波を除く測定。AWG-7202/7204(-S)モデルの場合、SFDR は@ 2.5Vpp シングルエンドの公称出

力振幅で評価されます。

15

SFDR
DC から Fs/2 までで測定：
Fs＝20Gsa/s（AWG-720x(D)）
Fs＝17Gsa/s（AWG-717x(D)）

18mHz ~ ≤ 100MHz：< -65dBc
100MHz ~ ≤ 500MHz：< -60dBc
500MHz ~ ≤ 5GHz：< - 55dBc
5GHz ~ ≤ 10GHz：< - 50dBc

Fs＝10Gsa/s（AWG-710x(D)）
立上り／立下り時間（1Vp-p シングルエンド、 20~80％）― 20 または 17GSa/s モデル≤ 50 ps≤ 45 ps― 10GSa/s モデル≤ 85 ps≤ 77 ps― 20 または 17GSa/s モデル≤ 70 ps≤ 60 ps― 10GSa/s モデル≤ 130 ps

≤ 110 ps

< 8%

< 6%

立上り／立下り時間（1Vp-p シングルエンド、 10~90％）

オーバーシュート
(１Vp-p シングルエンド)

クロック・パターン上のランダム・ジッタ< 2 ps（rms, 平均）AFG モード
AWG-7202

AWG-7202D

AWG-7204

AWG-7204D

AWG-7204-S

AWG-7204D-S

AWG-7172

AWG-7172D

AWG-7174

AWG-7174D

AWG-7174-S

AWG-7174D-S

AWG-7102

AWG-7102D

AWG-7104

AWG-7104D

0 ~ 5Vpp（50Ω負荷）

0 ~ 2.5Vpp 差動（100Ω負荷）

一般仕様
振幅
範囲

0 ~ 1.25Vpp Se.（50Ω負荷）
分解能
オペレーティング・モード

500μV（公称）, 5 桁

100μV（公称）, 5 桁
DDS モード16標準波形

正弦、方形、パルス、Ramp、他（ノイズ、DC、Sin(x)/x、
ガシアン、ロレンツ、指数関数的上昇、指数関数的減衰、
ハーバーサイン）

実行モード

コンティニュアス、モジュレーション、スイープ、バースト

任意波形

垂直分解能：14bit
波形長：16.384 ポイント

内部トリガ・タイマ
範囲

6.5ns ~ 100 s

分解能31.25 ps

精度±(設定値の 0.1% + 5ps)

正弦波
最大周波数

6.5 GHz（20Gsps と 17Gsps モデル）
3.25 GHz（10Gsps モデル）正弦波周波数範囲

18 mHz ~ ≤ 3.5 GHz: 5Vpp

差動：

（50Ω負荷に対して 50Ω）

3.5 GHz ~ ≤ 4.5 GHz: 4Vpp

18 mHz to ≤ 6.5 GHz: 2.5Vpp

4.5 GHz ~ ≤ 6.5 GHz: 3Vpp

シングルエンド：
18 mHz to ≤ 6.5 GHz: 1.25Vpp

扁平度

高調波歪（1Vpp）

DC ~ 6GHz：±0.5dB

DC ~ 6.5GHz：±0.5dB（1kHz に対して 1Vpp）（1kHz に対して 1Vpp）

18mHz ~ ≤ 1MHz < -60dBc-

1MHz ~ ≤ 1GHz < -50dBc
1GHz ~ ≤ 6.5GHz < -40dBc
総合高調波歪（1Vpp）

10Hz – 20kHz < 0.2%-

18mHz ~ ≤ 1MHz < -60dBc-

スプリアス6
DC~Fs/2 まで測定：
Fs＝20Gsa/s（AWG-720x(D)）
Fs＝17Gsa/s（AWG-717x(D)）

1MHz ~ ≤ 1GHz < -50dBc

Fs＝10Gsa/s（AWG-710x(D)）

1GHz ~ ≤ 6.5GHz < -40dBc

位相雑音（1Vpp, 10kHz オフセット）

20 MHz： < -127 dBc/Hz typ.
100 MHz: < -124 dBc/Hz typ.
1 GHz: < -105 dBc/Hz typ.

6

シングルエンド・モデルの場合、スプリアスは@ 1Vpp シングルエンドの公称出力振幅で評価されます。

17

方形波
方形波のチャンネル

全チャンネル（-S モデルを除く全モデル）
CH1 と CＨ2 のみ（-S モデル）

周波数範囲18 mHz ~ ≤ 2.5 GHz（20 Gsps／17 Gsps モデル）
18 mHz ~ ≤ 1.25 GHz （10 Gsps モデル）

立上り／立下り時間（10% ~ 90%）120 ps（20 Gsps／17 Gsps モデル)
240 ps（10 Gsps モデル）

立上り／立下り時間（20% ~ 80%）90 ps（20 Gsps／17 Gsps モデル）
180 ps（10 Gsps モデル）

オーバーシュート（1Vpp）< 2%

ジッタ（rms）< 2 ps

パルス波
パルス波のチャンネル

全チャンネル（-S モデルを除く全モデル）
CH1 と CＨ2 のみ（-S モデル）

周波数範囲18 mHz ~ ≤ 2.5 GHz（20 Gsps／17 Gsps モデル）
18 mHz ~ ≤ 1.25 GHz （10 Gsps モデル）

パルス幅

150 ps ~ (Period – 150 ps) 7（20 Gsps／17 Gsps モデル）
300 ps - (Period – 300 ps)7
（10 Gsps モデル）

パルス幅分解能20 ps または 15 桁

パルスデューティ

0.1% ~ 99.9%（パルス幅の制限が適用）

トランジション立上り／立下り時間（10% ~ 90%）
トランジション立上り／立下り時間（20% ~ 80%）120 ps ~ 1000 s（20 Gsps／17 Gsps モデル）
240 ps ~ 1000 s（10 Gsps モデル）
90 ps ~ 1000 s（20 Gsps／17 Gsps モデル）
180 ps ~ 1000 s（10 Gsps モデル)

トランジション時間分解能

2 ps または 15 桁

オーバーシュート（1Vpp）

< 2%

ジッタ

< 2 ps（ms、立上り／立下り時間≥400ps）

7

150ps 幅以下(20Gsps および 17Gsps モデルの場合)または 300ps 未満(10Gsps モデルの場合)の場合、パルス振幅は設定値に対していくらか減少します。

18

二重パルス
周波数範囲（Vpp = |Vpp1|+|Vpp2|

20Gsps／17Gsps モデル：

20Gsps／17Gsps モデル：

18mHz ~ ≤ 1.25GHz：10Vpp

18mHz ~ ≤ 1.25GHz：
差動 5Vpp（18mHz ~ ≤ 1.25GHz：
シングルエンド 5Vpp）

10Gsps モデル：

10Gsps モデル：

18mHz ~ ≤ 625 MHz：10Vpp

18mHz ~ ≤ 625 MHz：
差動 5Vpp（18mHz - ≤ 625 MHz：
シングルエンド 2.5Vpp）

その他のパルス・パラメータ（パルスと同じ）

ランプ波
周波数範囲

18 mHz ~ 250 MHz（20 Gsps／17 Gsps モデル）
18 mHz ~ 125 MHz（10 Gsps モデル）

直線性（< 10kHz, 1Vpp, 100%）対称性≤ 0.1％
0% ~ 100%

その他の波形
周波数範囲
指数関数的上昇、指数関数的減衰

18 mHz ~ 250 MHz（20 Gsps／17 Gsps モデル）
18 mHz ~ 125 MHz（10 Gsps モデル）

19

Sin(x)/x、ガシアン、ロレンツ、
ハーバーサイン

18 mHz ~ 500 MHz（20 Gsps／17 Gsps モデル）
18 mHz ~ 250 MHz（10 Gsps モデル）

付加ノイズ
バンド幅（-3dB）
レベル

４ GHz
0 V ~ 2.5V -ads

0V ~ 0.625V シングルエンド-（キャリア最大値[Vpk]）ads（キャリア最大値[Vpk]）
0V ~ 1.25V 差動 – ads（キャリア最大値[Vpk]）

分解能

1 mV

任意波形
サンプル数

2 ~ 16384

周波数範囲

1 μHz ~ 2.5 GHz（20 Gsps／17 Gsps モデル）
1 μHz ~ 1.25 GHz（10 Gsps モデル）アナログ・バンド幅（-3dB）

2.9 GHz（20 Gsps／17 Gsps モデル）
1.45 GHz（10 Gsps モデル）

立上り／立下り時間（10% ~ 90%）120 ps（20 Gsps／17 Gsps モデル）
240 ps（10 Gsps モデル）

立上り／立下り時間

90 ps（20 Gsps／17 Gsps モデル）

（20% ~ 80%）

180 ps（10 Gsps モデル）

ジッタ（rms）< 2 ps

周波数分解能正弦、方形、パルス、任意、Sin(x)/x、
ガシアン、ロレンツ、指数関数的上昇、指数関数的減衰、ハーバーサイン

18 mHz または 15 桁
18 mHz または 14 桁

周波数精度
非任意

設定値±2.0 ppm ｜ 設定値±500 ppb（オプション）

任意

設定値±2.0 ppm ±1μHz｜ 設定値±500 ppb ±1μHz（オプシ
ョン）

20

変調
振幅変調（AM）
キャリア波形

標準波形（パルス、DC、ノイズを除く）
、任意

変調ソース

内部または外部

内部変調波

正弦波、方形波、Ramp、ノイズ、任意

変調周波数

内部：18mHz ~ 80MHz、外部：最大 1 GHz

変調度

0.00% ~ 120.00%

周波数変調（FM）
キャリア波形

標準波形（パルス、DC、方形波、ノイズを除く）
、任意

変調ソース

内部または外部

内部変調波

正弦波、方形波、Ramp、ノイズ、任意

変調周波数

内部：18mHz ~ 80MHz、外部：最大 1 GHz

ピーク偏差

DC ~ 6.5GHz（20 Gsps／17 Gsps モデル）
DC ~ 3.25 GHz（10 Gsps モデル）

位相変調（PM）
キャリア波形

標準波形（パルス、DC、方形波、ノイズを除く）
、任意

変調ソース

内部または外部

内部変調波

正弦波、方形波、Ramp、ノイズ、任意

変調周波数

内部：18mHz ~ 80MHz、外部：最大 1 GHz

位相偏差範囲0°~ 360°

周波数シフト・キーイング（FSK）
キャリア波形

標準波形（パルス、DC、方形波、ノイズを除く）
、任意

変調ソース

内部または外部

内部変調波

方形波

キー・レート内部：18mHz ~ 80MHz、外部：最大 1 GHz

ホップ周波数1μHz ~ 6.5 GHz（20 Gsps／17 Gsps モデル）
1μHz ~ 3.25 GHz（10 Gsps モデル）

キー数

2

21

位相シフト・キーイング（PSK）
キャリア波形

標準波形（パルス、方形波、DC、ノイズを除く）、任意

変調ソース

内部または外部

内部変調波

方形波

キー・レート内部：18mHz ~ 80MHz、外部：最大 1 GHz

位相ホップ

0°~ ＋360°

キー数2

パルス幅変調（PWM）
キャリア波形

パルス

変調ソース

内部または外部

内部変調波

正弦波、方形波、Ramp、ノイズ、任意

変調周波数

内部：18mHz ~ 80MHz、外部：最大 1 GHz

偏差範囲

パルス期間の 0% - 50%

スイープ
タイプ

リニア、指数、対数、ユーザ定義

波形

標準波形（パルス、DC、ノイズを除く）、任意

スイープ時間立上り／ホールド／立下り時間
立上り／ホールド／立下り時間分解能
全スイープ時間精度
開始および停止周波数範囲

4ns ≤ 立上り時間+ホールド時間+立下り時間 ≤ 2000s
0 ~ 2000 s
1 ps または 12 桁
≤ 0.4%
18mHz ~ 最大波形周波数（当該波形の周波数範囲を参照）

トリガ元内部／外部／手動

バースト波形

標準波形（DC、ノイズを除く）、任意

タイプ

トリガまたはゲート

バースト数

1 ~ 4,294,967,295 サイクル、または無限22パルス・パターン・ジェネレータ（PPG）- オプション
AWG-7202

AWG-7202D

AWG-7204

AWG-7204D

AWG-7204-S

AWG-7204D-S

AWG-7172

AWG-7172

AWG-7174

AWG-7174D

AWG-7174-S

AWG-7174D-S

AWG-7102

AWG-7102D

AWG-7104

AWG-7104D

一般仕様
動作モード
パターンタイプ

NRZ、RZ または R1 ビットストリーム発生
クロック・パターン、カスタム・パターン、PRBS パターン、
Go-Through パターン、パルス・パターン

実行モード

コンティニュアス、モジュレーション、バースト（トリガ、ゲート、コンティニュアス・トリガ）

内部トリガ・タイマ
範囲

6.5 ns ~ 100s

分解能31.25 ps

精度±（設定値 0.1% + 5 ps）

トランジション
トランジション特性

任意のユーザ定義によるトランジション形状
あらゆるトランジション期間をプログラム可能

トランジション・タイプ

任意、既定義トランジション・メモリ長

64 ポイント

既定義トランジション形状

正弦、方形、パルス、Ramp_Up、Ramp_down、DC、Sin(x)/x
ガシアン、ロレンツ、指数関数的上昇、指数関数的減衰、
ハーバーサイントランジション期間[0 ~ 100%]

20 Gsps および 17 Gsps モデル：
150 ps ~シンボル時間（カスタム、PRBS、Go-Through パターン）
150 ps ~ Period/2（クロック・パターン）
150 ps ~ (Period – 150 ps)（パルス・パターン）23

10 Gsps モデル：
300 ps ~シンボル時間（カスタム、PRBS、Go-Through パターン）
300 ps ~ Period/2（クロック・パターン）
300 ps ~ (Period – 150 ps)（パルス・パターン）
クロック・パターン最大クロック・パターン周波数

3.25 GHz（20 Gsps および 17 Gbps モデル）
1.625 GHz（10 Gbps モデル）

パターン・レベル2 レベル

オーバーシュート（1Vpp）<2%

ジッタ（rms）< 2 psカスタム・パターン
最大カスタム・パターン・レート

最大 6.5 Gbaud（20 Gsps および 17 Gbps モデル）
最大 3.25 Gbaud（10 Gbps モデル）

パターン・レベル
既定義カスタム・パターン

パターン・メモリ・チャンネル

2、３，または 4 レベル
Zero、One、クロック、カウンタ

最大 12 MBit（2 レベル）
最大 6MSymbols（3 または 4 レベル）（2 チャンネル・モデル）

最大 6 MBit（2 レベル）
最大 3MSymbols（3 または 4 レベル）（4 チャンネル・モデル）

パターン長分解能

1 bit

最小パターン長

16 bitオーバーシュート（1Vpp）

<2%

24

PRBS パターン最大 PRBS パターン・レート

最大 6.5 Gbaud（20 Gsps および 17 Gbps モデル）
最大 3.25 Gbaud（10 Gbps モデル）

パターン・レベル
PRBS タイプ
オーバーシュート（1Vpp）

2 レベル
PRBS – 7, 9, 11, 15, 23, 31<2%

Go-Through パターン最大 PRBS パターン・レート

最大 6.5 Gbaud（20 Gsps および 17 Gbps モデル）
最大 3.25 Gbaud（10 Gbps モデル）

パターン・レベル

2、３，または 4 レベル

最大外部パターン・レート

最大 1 Gbit/s

オーバーシュート（1Vpp）<2%

パルス・パターン
最大パルス・パターン周波数

最大 3.25 GHz（20 Gsps および 17 Gbps モデル）
最大 1.625 GHz（10 Gbps モデル）

パターン・レベル

2 レベル

最小立上り／立下り時間(0 – 100%)

150 ps

最小パルス幅300 ps

オーバーシュート（1Vpp）<2%

パターン変調振幅変調（AM）
キャリア・パターン

全タイプ

変調ソース

内部または外部内部変調波形

正弦、方形、三角、Ramp_Up、Ramp_down、DCSin(x)/x、ガシアン、ロレンツ、指数関数的上昇、指数関数的減衰、ハーバーサイン、ノイズ、任意

変調周波数

深度

内部：18 mHz ~ 80 MHz、外部：最大 1 GHz

0.00 % ~ 120.00%25周波数変調（FM）
キャリア・パターン

全パターン

変調ソース

内部または外部内部変調波形

正弦、方形、三角、Ramp_Up、Ramp_down、DCSin(x)/x、ガシアン、ロレンツ、指数関数的上昇、指数関数的減衰、ハーバーサイン、ノイズ、任意

変調周波数

内部：18 mHz ~ 80 MHz、外部：最大 1 GHz

ピーク偏差

DC ~ 6.5 GSymbols/s（20 Gsps または 17 Gsps モデル）
DC ~ 3.25 GSymbols/s（10 Gsps モデル）

位相変調（PM）
キャリア・パターン

全タイプ

変調ソース

内部または外部内部変調波形

正弦、方形、パルス、Ramp_Up、Ramp_down、DCSin(x)/x、ガシアン、ロレンツ、指数関数的上昇、指数関数的減衰、ハーバーサイン、ノイズ、任意

変調周波数

内部：18 mHz ~ 80 MHz、外部：最大 1 GHz

位相偏差範囲0° ~ 360°

周波数シフト・キーイング（FSK）
キャリア・パターン

全タイプ

変調ソース

内部または外部内部変調波形方形

キー・レート内部：18 mHz ~ 80MHz、外部：最大 1 GHz

シンボル・レート

1μSymbols/s ~ 6.5 GSymbols/s（カスタムおよび PRBS パターン）18 mHz ~ 3.25 GHz（クロック・パターン）（20 Gsps または 17 Gsps モデル）26

1μSymbols/s ~ 3.25GSymbols/s（カスタムおよび PRBS パターン）
1μHz ~ 1.625 GHz（クロック・パターン）（10 Gsps モデル）

キー数2

位相シフト・キーイング（PSK）
キャリア・パターン

全タイプ

変調ソース

内部または外部内部変調波形方形

キー・レート内部：18 mHz ~ 80MHz、外部：最大 1 GHz

位相ホップ

0° ~ +360°

キー数

2

バースト
パターン

全タイプ

タイプ

ブロック・モードまたはビット・モード

バースト数

1 - 4,294,967,295 サイクルまたは無限タイミングとクロック
サンプリング・レート
範囲－20 または 17 GS/s モデル

フルレート・モード：
1 S/s – 20 GS/s（20 GS/s モデル）
1 S/s – 17 GS/s（17 GS/s モデル）

ハーフレート・モード：
1 S/s – 10 GS/s

－10 GS/s モデル

1 S/s – 10 GS/s

分解能

64 Hz

精度

±2.0 ppm | ±500 ppb（オプション）

27

デジタル出力（モデル AWG7204(D)/AWG7174(D)/AWG7104(D)のオプション）
出力チャネル
コネクタ

Mini-SAS HD コネクタ（リアパネル）（カスタム配置）

コネクタ数
出力数
出力インピーダンス
出力タイプ
最大アップデート・レート
メモリ深度

432-bit100 Ω 差動CML、振幅 pk – pk はプログラム可能
10 Gbps／チャンネル
4.5 Gbit／デジタル・チャネル

8 ビット CML-LVTTL コンバータ・プ
ローブ（AT-DTLL8 のオプション）

出力コネクタ20 ポジション 2.54mm 2 列 IDC ヘッダ

出力タイプ

LVTTL

出力インピーダンス

公称 50Ω

出力電圧最大アップデート・レート
寸法0.8V ~ 3.8V、8 ビットのグループでプログラム可能
125 Mbps @0.8V、および 400 Mpbs @3.6V
W 52mm – H 22mm – D 76mm

入力コネクタ

独自規格

ケーブル長

1m

ケーブル・タイプ

独自規格

28

独自の Mini SAS HD - SMA ケーブル
（オプション）（TBD）

出力コネクタ

SMA

出力タイプ

CML

SMA 数
ケーブル・タイプ
ケーブル長

16（8 差動ビット）
独自規格
1m

立上り／立下り時間（10% ~ 90%）

< 300 ps

ジッタ（rms）< 5 ps

AUX 入力と AUX 出力

Sync In/Out
コネクタ・タイプ
マスタ-スレーブ遅延（Typ.）QSFP コネクタ（リアパネル、カスタム・ピン配置）－

変調入力（MOD_IN）
コネクタ・タイプ

SMA（フロントパネル）

コネクタ数

2（2 チャンネル・モデル）
4（4 チャンネル・モデル）

入力インピーダンス

50 Ω

電圧範囲

± 1V

マーカ出力
コネクタ・タイプ

SMA（フロントパネル）

コネクタ数

2（2 チャンネル・モデル
4（4 チャンネル・モデル）

出力インピーダンス50Ω

29

出力レベル（50 負荷）
電圧範囲-0.5 V ~ 1.65 V

振幅

100 mVpp ~ 2.15 Vpp

分解能

1 mV

精度

±（設定値 5% + 25 mV）

スイッチング特性
最大アップデート・レート（TrueArb）
最大データ・レート（TrueArb）
最大周波数（AFG）

20 Gbps> 4 Gpbs @ 1 Vpp スイング
125 MHz（コンティニュアス・モード）

立上り／立下り時間（10% ~ 90%, 2Vpp）< 150 ps

ジッタ（rms）< 10 ps

マーカ出力ーアナログ・チャンネル間
スキュー
範囲

TrueArb モード：0 ~ 1.368μs
AFG モード：0 ~ 8.5s（コンティニュアス・モード）
0 ~ 1.8μs（トリガ・モード）

分解能

TrueArb モード：
DAC サンプリング時間の 1/64
（20 Gsps および 17 Gsps モデル）

DAC サンプリング時間の 1/128（10 Gsps モデル）

AFG モード：1.5625ps
精度
内部スキュー±（設定値 1% + 50 ps）< 20 ps

30

マーカ幅
値／範囲

TrueArb モード：
（マーカ自動モード）
36 サンプリング・クロック・サイクル（フルレート・モード）
18 サンプリング・クロック・サイクル（ハーフレート・モード）

AFG モード（コンティニュアス・モード）：
1 波長時間の 50％（自動マーカ幅モード）
500ps ~ 波状時間 – 2, 1ns（手動マーカ幅モード）

AFG モード（バースト／スイープ・モード）：
バースト期間、またはスイープ時間の 1/2
トリガ／イベント入力
コネクタ
トリガ入力数

SMA（フロントパネル）
2（2 チャンネル）4（4 チャンネル）

入力インピーダンス
スロープ／極性範囲

50Ω ／ 1kΩ
正極、負極、または両極± 3.5 V（50Ω入力インピーダンス）± 10 V（1kΩ入力インピーダンス）

スレッショルド制御レベル-8V~8V

スレッショルド制御分解能

10 mV

スレッショルド制御精度± 100 mV

最小パルス幅（1Vpp）

1ns

トリガ／ゲート入力~アナログ出力遅延

低速（同期）トリガ
AFG モード：< 250ns（< 240ns トリガ・スイープ・モード）
TrueArb モード：< 4392 * DAC クロック時間（ns）+17.6ns
高速（非同期）トリガ
AFG モード：< 195ns（< 230ns トリガ・スイープ・モード）
TrueArb モード：< 4392 * DAC クロック時間（ns）+17.6ns

トリガ-出力ジッタ（rms）

AFG モード：< 20ps
TrueArb モード：0.29 * DAC クロック時間31トリガ-プログラム可能な遅延範囲

0ps – 2418ps

トリガ-プログラム可能な遅延分解能

78ps

最大周波数

AFG：75MTps（立上り／立下りエッジ）、
100MTps（両エッジ）
TrueArb モード：1／（アナログ波形時間+
293 DAC クロック時間）
MTps = Mega Transition per second

リファレンス用クロック入力
コネクタ・タイプ

SMA（リアパネル）

入力インピーダンス

50Ω（AC カップリング）

入力電圧範囲ダメージ・レベル

0.2 Vpp ~ 3.3 Vpp
最大入力電圧：3.6 Vpp
最大入力電力：15 dBm（50Ω）

周波数範囲

5 MHz ~ 500 MHz

周波数分解能1 Hz

リファレンス用クロック出力
コネクタ・タイプ

SAM（リアパネル）

出力インピーダンス

50Ω（AC カップリング）

周波数
初期精度（25℃）

10MHz TCXO | 100 MHz VCOCXO（オプション）± 1.0 ppm | ± 500 ppb（オプション）

エージング± 1.0 ppm /年 | ± 500 ppb／年（オプション）

対温度安定性± 1 ppm | ± 50 ppb（オプション）

振幅
位相ノイズ（10MHz キャリア）

1.65 Vpp-120 dBc/Hz（@100Hz）；-140 dBc/Hz（@1kHz）；-150 dBc/Hz（@10kHz）

外部クロック入力
コネクタ・タイプ

SMA（リアパネル）

入力インピーダンス

50Ω（AC カップリング）

32

周波数

TrueArb：サンプル・レート/N
すべてのサンプル・レートに対して N = 8, 16, 32, 648
AFG：312.5 MHz, 625 MHz, 1250 MHz（選択可）

入力電力範囲ダメージ・レベル+ 0 dBm - +10 dBm
15 dBm同期クロック出力
コネクタ・タイプ

SMA（リアパネル）

出力インピーダンス

50Ω（AC カップリング）

周波数

AFG モード：20 Ghz / N（N = 40, 80, 160, …, 5120）
AWG モード：サンプル・レート/N（N = 64, 128, …, 8192）9

振幅

1 Vpp（50Ω負荷）

外部変調出力（AFG のみ）
コネクタ・タイプ

SMA（リアパネル）

入力インピーダンス

50Ω

入力数

2（2 チャンネル・モデル）
4（4 チャンネル・モデル）

バンド幅

1 GHz

入力電圧範囲

1 Vpp（0.5 V ~ 0.5 V）

垂直分解能

14bit

パターン・ジャンプイン（オプション）
コネクタ・タイプ

DSUB15

入力信号

DATA[0..7] + DATA_Select + Load

内部データ範囲

14bit, DATA_Select を使用した多重化

アドレス可能なエントリ数
データ・レート
入力範囲
インピーダンス

16384
DC ~ 1 MHz
VIL = 0V ~ 0.8V / VIH = 2V ~ 3.3V
内部にて 1kΩ抵抗で Vcc（3.3V）にプルアップ

8

外部クロック入力を使用する場合、サンプル・レートは 0~20GHz の範囲とする。ただし、全てのサンプル・レートのインターバルは非連続（ユーザマニュアルの関連する章を参照）
9
AWG-717x(D)と AWG-7174(D)の場合、最大サンプル・レートは 17Gsps に制限される

33

電源
電圧源および周波数
最大消費電圧100 ~ 240VAC ± 10% （@45 ~ 66Hz）
最大 250W

環境特性
温度（動作）+ 5℃ ~ + 40℃（+41℉ ~ +104℉）

温度（保存）- 20℃ ~ +60℃（- 4℉ ~ +140℉）

湿度（動作）

相対湿度 5% ~ 80%、
最大湿球温度は +40℃またはそれ以下で 29℃（+40℃において上限は相対湿度 20.6%に低下）。
結露なきこと湿度（保存）

相対湿度 5% ~ 95%、
最大湿球温度は +60℃またはそれ以下で 40℃（+60℃において上限は相対湿度 29.8%に低下）。
結露なきこと高度（動作）

最大 3,000m（9,842 フィート）（25℃以下）

高度（保存）

最大 12,000m（39,370 フィート）

EMC および安全性

CE 準拠

安全性

EN61010-1

主な規格

EN61326-1:2013 － 計測、制御、実験用途の電気設備 － EMC
要求 － Part1：一般的な要件

イミュニティ

EN61326-1:201334

システム仕様
ディスプレイ
オペレーティングシステム
外寸

7 インチ, 1024x600 静電容量式タッチ LCD
Windows10
W 445 mm – H 135 mm – D 320 mm（3U-19 インチ・ラックマウント）

重量
フロントパネル・コネクタ

最大 26.45 lbs（12kg）
CH N OUTPUT（SMA）（モデルにより N = 2 または 4）
MOD N INPUT（SMA）（モデルにより N = 2 または 4）
MARKER N OUT（SMA）（モデルにより N = 2 または 4）
TRG IN N（SMA）（モデルにより N = 2 または 4）2 USB3.0 ポート

リアパネル・コネクタ

Ref. Clk. IN（SMA）
Ref. Clk. Out（SMA）
Sync. Clk. Out（SMA）
Ext. Clk. IN（SMA）
Sync. IN（QSFP ケーブル）
Sync. OUT（QSFP ケーブル）
Pattern Jump In（DSUB15）（AWG-7000-FSS オプション）
POD X[7..0]（X＝A, B, C, D, カスタムの Mini SAS HD）
外部モニタ・ポート（1 またはそれ以上）
2 USB2.0 ポート（または 2 以上）
4 USB3.0 ポート
Ethernet ポート（10/100/1000BaseT Ethernet, RJ45 ポート）
2 PS/2 キーボードおよびマウス・ポート
2 DPI ポート
1 DVI ポート

ハード・ディスク
プロセッサ
プロセッサ用メモリ

1 TB SSD（またはそれ以上）Intel® Pentium Gold G6400 4 GHz（またはそれ以上）
32GB（またはそれ以上）

35

※ 製品を廃棄する場合には、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください。
※ 社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。

T&Mカンパニー T&M営業部●製品改良等により、外観および性能の一部を予告なく変更することがあります。
●お問い合せは、
下記当社営業部および営業所または取次店へお問い合わせください。

URL: https://www.iwatsu.co.jp/tme■計 測 営 業 課 〒168-8501 東 京 都 杉 並 区 久 我 山 1 - 7 - 4 1 TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492■アカウント営 業 課 〒168-8501 東 京 都 杉 並 区 久 我 山 1 - 7 - 4 1 TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492■国 際 営 業 課 〒168-8501 東 京 都 杉 並 区 久 我 山 1 - 7 - 4 1 TEL 03-5370-5483 FAX 03-5370-5492■西 日 本 営 業 所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-3-6山岡ビル1F TEL 06-6535-9200 FAX 06-6535-9215●ここに記載しました内容は、2024年5月現在のものです。
●価格は変更の可能性があります。
ご注文の際にはご確認を頂けますようお願い申し上げます。