ハーフミラーを⽤いた再帰性反射材料専⽤分光反射率⾓度分布測定アクセサリの改良―ハーフミラーの再検討・集光位置の移動―
⼤岐彩歌
要旨

これまで主に交通標識の表⾯材料として⽤いられてきた再帰性反射材料の⽤途が宇宙や建材などの分野に広がっており、新たな⽤途に対応した再帰性反射材料の性能評価が必要となっている。そこで、本研究では、⼩型で、測定条件を簡単に変更しながら、光源⽅向への反射率を測定することができる分光反射率⾓度分布測定装置の開発を⽬指して、分光光度計に取り付ける再帰性反射材料専⽤のハーフミラーを⽤いたアクセサ
リの試作・改良を⾏った。前研究で試作したアクセサリの問題点である、光量のロスを抑えるために使⽤するハーフミラーの変更を⾏なった。さらに、サンプル位置を移動させたことで⽣じる反射光の広がりへの影響をなくすために、凹レンズを⽤いて集光位置の変更を図った。

Improvement of spectral reflectance angular distribution measurement accessory
dedicated for retroreflective material with half-mirror-Reconsideration of the half-mirror and shifting of the light collection positionAyaka Ogi
Abstract
The applications of retroreflective material, which have mainly been used as surface
materials for traffic sign, are expanding into fields such as space and building materials, andperformance evaluation of retroreflective materials for new applications is needed. Therefore,
to develop a compact spectral reflectance angular distribution measurement device that canmeasure reflectance in the direction of the light source while easily changing the measurement
conditions, this research has developed a prototype and improved accessory to be attached toa spectrophotometer dedicated to retroreflective materials using a half-mirror. The halfmirror used has been replaced to reduce the loss of light intensity, which was a problem withthe prototype accessory used in the previous study. Furthermore, to mitigate the effect on thespread of reflected light caused by moving the sample position, the focusing position has beenadjusted using a concave lens.

⽬次
第１章

序論 ............................................. エラー! ブックマークが定義されていません。

1.1 研究背景 ............................................. エラー! ブックマークが定義されていません。
1.2 研究動向 ............................................. エラー! ブックマークが定義されていません。
1.3 研究⽬的 ............................................. エラー! ブックマークが定義されていません。
第２章

基礎理論 ...................................... エラー! ブックマークが定義されていません。

2.1 再帰性反射材料について .................... エラー! ブックマークが定義されていません。
2.2 分光光度計について ........................... エラー! ブックマークが定義されていません。
2.3 ハーフミラーについて........................ エラー! ブックマークが定義されていません。
2.4 集光位置について ............................... エラー! ブックマークが定義されていません。
第３章

測定原理 ...................................... エラー! ブックマークが定義されていません。

3.1 従来のアクセサリを⽤いた測定⽅法.. エラー! ブックマークが定義されていません。
3.2 試作アクセサリを⽤いた測定⽅法 ..... エラー! ブックマークが定義されていません。
3.3 集光位置の変更について .................... エラー! ブックマークが定義されていません。
第４章

測定装置 ...................................... エラー! ブックマークが定義されていません。

4.1 従来のアクセサリ ............................... エラー! ブックマークが定義されていません。
4.2 ハーフミラー変更前の試作アクセサリエラー! ブックマークが定義されていません。
4.3 ハーフミラー変更後の試作アクセサリエラー! ブックマークが定義されていません。
4.4 集光位置を変更するための試作アクセサリエラー! ブックマークが定義されていません。

第５章

結果および考察 ........................... エラー! ブックマークが定義されていません。

5.1 結果 ..................................................... エラー! ブックマークが定義されていません。
5.1.1 ハーフミラー変更前後の反射率⾓度分布エラー! ブックマークが定義されていません。

5.1.2 集光位置の変更 ............................ エラー! ブックマークが定義されていません。
5.2 考察 ..................................................... エラー! ブックマークが定義されていません。
5.2.1 ハーフミラーの変更について ...... エラー! ブックマークが定義されていません。
5.2.2 集光位置の変更について ............. エラー! ブックマークが定義されていません。
第６章

総括 ............................................. エラー! ブックマークが定義されていません。

6.1 まとめ ................................................. エラー! ブックマークが定義されていません。
6.2 今後の課題 .......................................... エラー! ブックマークが定義されていません。
参考⽂献 ........................................................ エラー! ブックマークが定義されていません。
謝辞 ............................................................... エラー! ブックマークが定義されていません。
付録 ............................................................... エラー! ブックマークが定義されていません。
全文を希望の方は cho.mengu801（アット）mail.kyutech.jp までご連絡下さい