ケント牽引開創器カタログ
TKZ— F10328[Kent Retractor Series Catalogue]

高砂医科工業株式会社
Takasago Medical Industry Co., Ltd.

Tokyo Japan※ セットは組み合わせの一例としてご提案するものです。構成品は全て 1 個 (1 本 ) 単位でご購入頂けます。
※※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

鉤と言えばケント鉤！

The Retractor, “Kent”

TKZ— F10328 — OBS

KENT RETRACTOR BASIC SET

ケント牽引開創器 ベーシックセット

ベーシックセットの特徴 The features of Basic Set

製造販売届番号：13B1X00245080001

滅菌をする器具が少ない。
・ Only few parts to be sterilized

ベーシックセットの設置例
View of Basic Set

上腹部手術の際に自在な方向からの牽引による良好・ な視野の展開が可能。
Wide operative field available by traction from fulldirection for Upper Abdomen Operation

アーチ型バーを足側にセットすることにより下腹部、骨盤内手術にも使用可能。

・ Also available for Lower Abdomen Operation andIntrapelvic Operation by setting Arch Bar A atpatient’s foot side

オプション器具(応用セット、ブーメランセット)に・ よる補助的な牽引が可能。
Optional set (Application Set, Boomerang Set, etc.)
useful to support desired traction

COMPONENTS: TKZ— F10328 — OBS
TKZ —F10328—A—B— CS品

名数量

アーチ型バー Arch Bar A

1個支柱（横幅調整付）Support Bar B 600 ㎜

2本Description

Q'ty

牽引器ＣＳ型 Retractor CS
フリッチ状弁 大w60 ㎜ × d65 ㎜— D ① Saddle
hook D12個w65 ㎜ × d60 ㎜

2個

w60 ㎜ × d50 ㎜

2個w55 ㎜ × d55 ㎜

2個

ト状弁 大— D ② フラッ
Flat hook D2
ト状弁 小— D ③ フラッ
Flat hook D3

リッチ状弁 小—D④ フ
Saddle hook D4—Eクランピング Clamp E

ベーシックセット構成品一式

Components of Basic Set

A

2個2個レバー押下でワイヤーロック解除

Pressing Stopper
lever allows torelease Wire.

EB
上記 A、B、E は滅菌不要

Parts A, B, E are useful in non-sterilized condition.

D ①②③④CS
上記 CS、D は要滅菌

Parts CS, D series shall be sterilized for use.

B.支柱(横幅調整付)の特徴

The features of Support bar Bアーチ型バージョイント
Joint bar

TKZ— F10328 — HS

TKZ— F10328 — CS

Retractor HS

Retractor CS

牽引器ＨＳ型

牽引器ＣＳ型

アダプター

牽引器CS型 / HS型の特徴

Support bar adapter

The features of Retractor CS and Retractor HS

CS型はC型、HS型はH型の後継品です。
・ Retractor CS is the improved model of Retractor C.

Retractor HS is the improved model of Retractor H.

より耐腐食性の高い総ステンレス小型ボディ。
・ Compact body of anti-corrosive stainless steel
弊社従来品から置き換えてお使い頂けます。

・ Replaceable with the former models

支柱下部には5㎝刻みの目盛付(35㎝まで)。
アーチ型バー設置時の高さ調整が容易です。
Easy reading scales with
5cm interval scales up to
35cm height

アダプター部は支柱固定後も360°回転します。
アーチ型バー取付け時の微調整が可能です。
360 degrees rotatable
Support bar adapter is easily
fixed on Arch bar A.

TKZ— F10328 — 1

KENT RETRACTOR COMPLETE SET

製造販売届番号：

ケント牽引開創器 コンプリートセット

13B1X00245070025
13B1X00245080001

コンプリートセットの設置例

肝切除、胃全摘等、広範囲に使用出来ます。

COMPONENTS: TKZ— F10328 — 1
TKZ —F10328

名数量

アーチ型バー Arch Bar A

1個

支柱（横幅調整付）Support Bar B 600 ㎜

2本

牽引器ＣＳ型 Retractor CS
フリッチ状弁 大w60 ㎜ × d65 ㎜— D ① Saddle
hook D1

3個

w65 ㎜ × d60 ㎜

2個w60 ㎜ × d50 ㎜

1個

w55 ㎜ × d55 ㎜

2個—A—B— CS品

Description

ト状弁 大— D ② フラッ
Flat hook D2
ト状弁 小— D ③ フラッ
Flat hook D3

リッチ状弁 小—D④ フ
Saddle hook D4Q'ty—Eクランピング Clamp Eウ— WRD ィングレトラクター本体

コンプリートセット構成品一式

Components of Complete Set

A

2個

2個
w60 ㎜ × d50 ㎜

1個Ｒ用ブレード両翼７窓型 w170 ㎜ × d50 ㎜— WR1 Ｗ
Flexible wide blade WR1

1枚Ｒ用ブレード片翼４窓型 w100 ㎜ × d50 ㎜— WR2 Ｗ
Flexible single blade WR2

1枚Ｒ用ブレード両翼５窓型 w140 ㎜ × d50 ㎜— WR3 Ｗ
Flexible wide blade WR3

1枚

Ｒ用ブレード片翼３窓型 w85 ㎜ × d50 ㎜— WR4 Ｗ
Flexible single blade WR4

1枚Base hook WRD

Kent Retractors realize optimum condition for wide
range of operations, hepatectomy, gastrectomy, etc.

BECS
D ①②③④

WRD
WR1WR2WR3WR4

TKZ— F10328 — 2

KENT RETRACTOR APPLICATION SET

応用セット＋弁（オプション品）の設置例

ケント牽引開創器 応用セット

View of Application Set + Hook(option)

製造販売届番号：13B1X00245080001

Ｇ応用セット
構成品一式

ＨＳＥ

Componentsof Application Set

COMPONENTS: TKZ— F10328 — 2
TKZ —F10328—G— HS—E品

名Description

数量Q'ty長尺支柱 Support bar G 600 ㎜

1本

牽引器HＳ型Retractor HS

1個

クランピング Clamp E

1個※こちらのセットには弁が含まれておりません。

Please order or prepare a proper hook for using
Application Set.

使用例
ベーシックセットに応用セットを追加して三方向へ牽引する場合

Usage example:
Using 1 Application Set with 1
Basic Set to draw in 3 directions.

TKZ— F10328 — WRS

KENT WING RETRACTOR SETWRDウィングレトラクター本体＋WR1の組合せ例

ケント ウィングレトラクター 標準セット

An example of the combination for Base hook andFlexible wide blade WR1

製造販売届番号：13B1X00245070025

ケント ウィングレトラクターの特徴

WRDウィング
レトラクター本体

有窓ブレードは形状に変化を付けられます。

The features of Wing Retractor

・ 上腹部手術に適した設計。
Suitable structure for Upper Abdomen Operation

Base hook
Flexible WRD

Flexible WRD blades
meet the desiredposition.

・ 幅広く肝臓を圧排。Widely suppressing liver

水平二連溝式固定法

Double “T” CutSliding system

ブレードを本体から外さずに圧排位置を変更出来る・ 水平二連溝固定法。

Double “T” Cut Sliding system allows to slide thesuppressing position with only loosening a screw.

WR1・ ブレードの自由な組み合わせが可能。

横W

Free combination by detachable blades

・ 有窓ブレードは軽量で曲げる事が可能。

idt

Flexible wide
blade WR1h(w縦 De)

Light and flexible blades

COMPONENTS: TKZ—F10328—WRS
TKZ —F10328

品

名Description

数量Q'tyウィングレトラクター本体— WRD Base hook WRD

w60 ㎜ ×d50 ㎜— WR1— WR2— WR3— WR4

使用例 Examples of usage

ＷＲ用ブレード両翼７窓型

Flexible wide blade WR1
w170 ㎜ ×d50 ㎜

ＷＲ用ブレード片翼４窓型

Flexible single blade WR2
w100 ㎜ ×d50 ㎜

ＷＲ用ブレード両翼５窓型

Flexible wide blade WR3
w140 ㎜ ×d50 ㎜

ＷＲ用ブレード片翼３窓型

Flexible single blade WR4
w85 ㎜ ×d50 ㎜

深さ(d)

Dep

1個
1枚1枚

Wi 幅dth(w)

(d)

WR1

Flexible widebladeWR1WR1thWR4

WRDウィング

レトラクター本体

Base hook WRDx2枚

手元まで圧排Using flexible
single blade WR4

Deep flexibility

WR4x2枚

WR4

1枚1枚

pthWR1ブレードの曲げ方で左右反転可
Blade is useful reversibly.

TKZ— F10328 — SDS / SDL

KENT SIDE ALMOND RETRACTOR SET

ケント サイドアーモンド鈎

圧排位置の変更が容易

片翼３窓型x２枚固定

Easy adjustment of thesuppressing direction

Two single blades
can be combined.

ケントサイドアーモンド鈎(小)セット構成品一式

Components of Kent side almond retractor set (S)

製造販売届番号：13B1X00245150002

BSSF

ケントサイドアーモンド鈎を用いた後区域術野の確保例
An Example of under segment operation using
Kent Basic set and Side almond retractor.

COMPONENTS: TKZ— F10328 — SDS
TKZ —F10328

品

名Description

数量
Q'ty

— BS

弁付バンド（小）w55㎜×d55㎜

1個

— SF

スプリングフック

1個

Kent side almond belt with D4
Kent side almond spring hook

ケントサイドアーモンド鈎(大)セット構成品一式

Components of Kent side almond retractor set (L)

BLSF

COMPONENTS: TKZ— F10328 — SDL
TKZ —F10328

品

名Description

数量
Q'ty

— BL

弁付バンド（大）w60㎜×d65㎜

1個

— SF

スプリングフック

1個

Kent side almond belt with D1
Kent side almond spring hook

TKZ— F10328 — 8

使用例
ベーシックセット+ブーメラン
セット３台で、四方向へ牽引

KENT RETRACTOR BOOMERANG SET

ケント牽引開創器 ブーメランセット
製造販売届番号：13B1X00245080001

Usage example
Basic set + Boomerang x3

ブーメランセット＋弁各2を用いた設置例
An example
Boomerang x2 + Retraction hook x2

ブーメラン型バーは左右どちら向きにも設置出来ます。

Boomerang bar isreversible to change
the direction.

ブーメランセット構成品一式

Components of Boomerang Set

BOA
230 ㎜

ブーメラン型バーにより横方向、脚部からの開創、開胸が容易に行えます。

500 ㎜

Boomerang bar allows to easily perform retraction
from bedside or foot side for thoracotomy incision.

CS

COMPONENTS: TKZ— F10328 — 8
TKZ —F10328

品

名数量— BOA ブーメラン型バー 230 ㎜

1個

500 ㎜ ※— BOB ブーメラン用支柱
Support Bar BOB

1本— CS

1個

Description

BOB

Q'ty

Boomerang Bar BOA

牽引器ＣＳ型Retractor CS※— BOE ブーメラン用クランピング
Clamp BOE

BOB ※

BOE ※

BOE
回転防止ピン
Stopper pin

回転防止溝

Stopper groove※ブーメラン用支柱(BOB)とブーメラン用クランピング(BOE)には回転防止の為、溝とピンが付いています。必ずセットでご使用ください。

1個To prevent from rotating. There are two longitudinal
drains on BOB and a pin on BOE.
Please be sure to use BOB and BOE together.

こちらのセットには弁が含まれておりません。

Please order or prepare a proper hook for using
Boomerang Set.

ケント牽引開創器用 弁一覧
Optional Retractor Hooks

TKZ —F10328

品

名Description

リッチ状弁 大—D① フ
Saddle hook D1ト状弁 大— D ② フラッ
Flat hook D2ト状弁 小— D ③ フラッ
Flat hook D3

リッチ状弁 小—D④ フ
Saddle hook D4ト) 大— D ⑤ 小児用弁(フラッFlat hook D5 for infantト) 小— D ⑥ 小児用弁(フラッFlat hook D6 for infant

幅(w) ×深さ( d)60 ㎜ × 65 ㎜

TKZ— F10328 — D ①

D⑥Saddle hook D1

Flat hook D6for infant

フリッチ状弁 大65 ㎜ × 60 ㎜

小児用弁 小D⑪

フリッチ状弁 肥満用
Saddle hook D11for obesity

60 ㎜ × 50 ㎜
55 ㎜ × 55 ㎜
29 ㎜ × 40 ㎜

深さDep

29 ㎜ × 29 ㎜

th(d)

幅 w)

dtWih(リッチ) 大29 ㎜ × 26 ㎜
— D ⑦ 新生児用弁(フSaddle hook D7 for neonateリッチ) 小20 ㎜ × 22 ㎜
— D ⑧ 新生児用弁(フSaddle hook D8 for neonate
ト状弁 極小— D ⑨ フラッ
Flat hook D9, medium

リッチ状弁 極小—D⑩ フ
Saddle hook D10, medium

42 ㎜ × 42 ㎜
42 ㎜ × 45 ㎜

リッチ状弁 肥満用75 ㎜ × 75 ㎜
—D⑪ フ
Saddle hook D11 for obesity
ト状弁 肥満用— D ⑫ フラッ
Flat hook D12 for obesity

65 ㎜ × 75 ㎜D③D⑦

Flat hook D3

Saddle hook D7for neonate

フラット状弁 小製 造 販 売 業 者：高砂医科工業株式会社
M a n u f a c t u r e r : Takasago Medical Industry Co., Ltd.
Tokyo Japan

新生児用弁 大D⑫

フラット状弁 肥満用
Flat hook D12
for obesity〒１１３‐００３３ 東 京 都 文 京 区 本 郷３－４３－８

お問い合わせは ＴＥＬ０３‐３８１５‐０１５６ ＦＡＸ０３‐３８１５‐５３６１
本郷営業所まで ｈｔｔｐ：// ｗｗｗ .ｔａｋａｓａｇｏｉｋａ .ｃｏ.ｊｐ
E‐ｍａｉｌ：ｈｏｎｇｏ＠ｔａｋａｓａｇｏｉｋａ.ｃｏ.ｊｐ