013818 CB-VS リモートケーブル(15pin)

3. 応用例 1
SEC2020スペクトロメーターの制御

1. 概要
CB-VS リモートケーブル(15pin)は、モデル3325 バイポテンショスタット、またはALSモデル1200Cシリーズ背面の15-pinセルコントロール端子を用いることでSEC2020 スペクトロメーターシステ
ム、RRDE-3A 回転リングディスク電極装置など外部機器との同期、制御することができます。

2. 仕様

図 1-1 CB-VS リモートケーブル(15pin)•

図3-1は、モデル3325 バイポテンショスタットとSEC2020スペクトロメーターシステムのトリガー接続に使用した例を示します。

•

モデル3325の15-pinセルコントロール端子にCB-VS リモートケーブル(15pin)をしっかり差し込み、つまみネジで固定します。

•

線だし部分のピンのラベル表示を確認し、K(Pin#14,SpectrometerControl)、G(Pin#5,Ground)をそれぞれSEC2020に付属しているトリガーケーブルのTrigger In(茶色)、 Ground(黒色)と接続します。
図3-1と表3-1をご参照ください。
モデル3325
SEC2020スペクトロメーターシステム

図 2-1 モデル3325の15-pinセル
コントロール端子

図 2-2 端子のピン番号略図

表2-1. ピン番号と対応する機能
ラベル表示

ピン番号

機能

R

4

RDE*

G

5GroundS

12StirP

13

PurgeK

14

Spectrometer Control / Knock**ALS1200CシリーズのモデルによってRDE、Spectrometer
Controlの機能に対応していないものがあります。

SEC2020
トリガーケーブル
Trigger In

K(Pin#14)

SEC2020
トリガーケーブル
GroundG(Pin#5)

図 3-1 モデル3325とSEC2020のトリガー接続例

表 3-1. ピン番号と対応するSEC2020トリガーケーブル
モデル3325 /ALS1200C

機能

SEC2020
トリガーケーブル

K(Pin#14)

Spectrometer Control

Trigger In (茶色)G(Pin#5)

GroundGround (黒色)RRDE-3A
リモート端子モデル3325

4. 応用例 2
RRDE-3A 回転リングディスク電極装置の制御•

図4-1は、モデル3325 バイポテンショスタットと RRDE-3A 回転リングディスク電極装置のリモート接続に使用した例を示します。

•

モデル3325の15-pinセルコントロール端子にCB-VS リモートケーブル(15pin)をしっかり差し込み、つまみネジで固定します。

•

線だし部分のピンのラベル表示を確認し、回転制御は、R(Pin#4,RDE)、G(Pin#5,Ground)をそれぞれRRDE-3A背面のリモート端
子IN、GND(INの右隣)に接続します。ガスパージ制御も行う場合は、P(Pin#13,Purge) を PURGE に 接 続 し て GND(IN の 右 隣 ) とGND(PURGEの右隣)をジャンパーで接続します。図4-2、表4-1をご参照ください。

表 4-1. ピン番号と対応するリモート端子

図 4-1 モデル3325とRRDE-3Aのリモート接続例

R(Pin#4)

モデル3325/ALS1200C

機能

RRDE-3A
リモート端子R(Pin#4)

RDE

IN

G(Pin#5)

GroundGND (INの右隣)

P(Pin#13)

Purge

PURGE

G(Pin#5) ジャンパー*GroundGND (PURGEの右隣)*ジャンパーは別途ご用意頂く必要があります。

CB-VS リモートケーブル(15pin)

G(Pin#5)

P(Pin#13)

ジャンパー

図 4-2 リモート端子への接続: RDE(左), RDEとPURGE(右)別売 013817 モデル3325 バイポテンショスタット
013609 SEC2020スペクトロメーターシステム
013725 RRDE-3A 回転ﾘﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ電極装置 Ver.3.0
機器の取扱説明書を合わせてご確認ください。
https://www.bas.co.jp/2203.html

ビー・エー・エス株式会社
https://www.bas.co.jp

E-mail: sales@bas.co.jp

013818 CB-VS Remote cable(15pin)

3. Application 1

1. Features

Trigger control of SEC2020 Spectrometer

CB-VS Remote cable(15pin) can beused to synchronize and control anexternal equipment such as SEC2020
Spectrometer system or RRDE-3A
Rotating Ring Disk Electrode Apparatus
using the 15-pin Cell Control terminalon the back of Model 3325 BiPotentiostat or ALS Model 1200 series.

•Figure 3-1 is an example of trigger connection for Model 3325
Bi-Potentiostat and SEC2020 Spectrometer system.

•Firmly plug the CB-VS Remote cable(15pin) into the 15-pin Cell
Control terminal of Model 3325 and secure it with thumbscrews.

•Check the pin labels on the wire and connect K(Pin#14,
Spectrometer Control), G(Pin#5,Ground) with the trigger cable
Trigger In(brown), trigger cable Ground(black) attached toSEC2020 respectively.
Please refer to Figure 3-1 and Table 3-1.

Figure 1-1 CB-VS
Remote cable(15pin)

2. Specifications
SEC2020 Spectrometer system

Figure 2-1 Cell Control terminalof Model 3325

Model 3325

Figure2-2 Terminal pin
number schematic

Table 2-1. Pin number and corresponding function
Wire Labeling

Pin#Function

R4RDE*G5GroundS12StirP13PurgeK14

Spectrometer Control/ Knock**Some ALS 1200 series models do not support the RDE and Spectrometer
Control functions.

SEC2020
trigger cable
Trigger InK(Pin#14)

SEC2020
trigger cable
GroundG(Pin#5)

Figure 3-1 Trigger connection of Model 3325 and SEC2020

Table 3-1. Pin number and corresponding trigger cables
Model 3325

Function

SEC2020
Trigger cable

K(Pin#14)

Spectrometer Control

Trigger In (brown)

G(Pin#5)

GroundGround (black)

RRDE-3A
Remote terminal
Model 3325

4. Application 2
Remote control of RRDE-3A Rotating Ring Disk ElectrodeApparatus•

Figure 4-1 is an example of remote connection for Model 3325
Bi-Potentiostat and RRDE-3A Rotating Ring Disk Electrode
Apparatus.

•Firmly plug the CB-VS Remote cable(15pin) into the 15-pin
Cell Control terminal of Model 3325 and secure it withthumbscrews.

•Check the pin labels on the wire. For Rotating speed control,connect R(Pin#4,RDE), G(Pin#5,Ground) with the remoteterminal IN, GND(next to IN) of RRDE-3A respectively. If you
also want to control the gas purge, connect P(Pin#13,Purge)
to PURGE and connect GND(next to IN) and GND(next to theright of PURGE) with a jumper.
Please refer to Figure 4-2 and Table 4-1.
Table 4-1. Pin number and corresponding remote terminal
Model 3325

Function

RRDE-3A
Remote terminal

R(Pin#4)

RDEIN

G(Pin#5)

GroundGND (next to IN)

P(Pin#13)

Purge

PURGE

G(Pin#5) Jumper*

GroundGND (next to Purge)*Jumpers need to be prepared separately.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

CB-VS Remote cable(15pin)
Figure 4-1 Remote connection of Model 3325 and RRDE-3A

R(Pin#4)

G(Pin#5)

P(Pin#13)

jumperFigure 4-2 Connect to remote terminal: RDE (left), RDE&PURGE (right)

Sold separately
013817 Model 3325 Bi-Potentiostat
013609 SEC2020 Spectrometer system
013725 RRDE-3A Rotating Ring Disk Electrode Apparatus Ver.3.0
Please refer to the instrument manual for details.
https://www.als-japan.com/support-instrument-manual.html
Manufactured by: ALS Co., Ltd
https://www.als-japan.com

Exclusive distributor: BAS Inc.
email: sales@als-japan.com