モデル 1200C 電気化学アナライザー

取り扱い説明書目次
1 章 . はじめに
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

紹介
電気化学テクニック
ソフトウェアーの特長
必要なシステム構成
ハードウェアーの仕様

1
2
3
6
7

2 章 . スタート
2.1
2.2
2.3
2.4

組込み
試験
USB ドライバーのインストール
役に立つヒント8910123 章 . ファイルメニュー
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.11

ファイルを開くコマンド
名前を付けて保存コマンド
削除コマンド機器のプロクラムを更新コマンド
データファイル一覧コマンド
テキスト変換コマンド
テキスト変換方法について
テキストファイルフォーマットコマンド
テキストファイルインポートコマンド
印刷コマンド多重ファイル印刷コマンド
印刷セットアップコマンド
終了コマンド

13
14
15
16
17
18
19
21
23
24
25
26
27

4 章 . セットアップメニュー
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

テクニックコマンド
パラメータコマンド
スイープテクニック
サイクリックボルタンメトリー パラメータ
リニアースィープボルタンメトリーパラメータ
ポテンシャルテクニック
クロノアンペロメトリーパラメータ

4.8
クロノクーロメトリーパラメータ
4.9 パルステクニック
4.10 ノーマルパルステクニック

28
29
30
32
34
35
38
40
42
44

i

4.11
階段波ボルタンメトリーパラメータ4.12
微分パルスボルタンメトリーパラメータ4.13
ノーマルパルスボルタンメトリーパラメータ4.14
微分ノーマルパルスボルタンメトリーパラメータ4.15 矩形波テクニック
4.16
矩形波ボルタンメトリーパラメータ
4.17 AC テクニック
4.18
交流ボルタンメトリーパラメータ4.19
第二高調波交流ボルタンメトリーパラメータ4.20 アンペロメトリーテクニック
4.21
アンペロメトリー i-t 曲線パラメータ4.22
微分パルスアンペロメトリーパラメータ4.23
ダブル微分パルスアンペロメトリーパラメータ4.24 トリプルパルステクニック
4.25
トリプルパルスアンペロメトリーパラメータ4.26
スィープステップファンクションパラメータ4.27
マルチポテンシャルパラメータ4.28
オープンサーキットポテンシャル−時間パラメータ4.29 システムコマンド
4.30 ハードウェアーテストコマンド

46
47
48
49
51
52
53
55
56
57
58
59
60
62
63
65
67
68
69
71

5 章 . コントロールメニュー
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

測定コマンド待機／継続コマンド
測定停止コマンドスキャン反転コマンド
測定状況コマンド
繰り返し測定コマンド
繰り返し測定測定の機能
マクロコマンド
オープンサーキットポテンシャルコマンド
フィルター設定コマンド
セルコマンド前処理コマンド
ストリッピングモードコマンド

73
74
75
75
76
78
79
81
85
86
87
88
89

6 章 . グラフィックスメニュー
6.1
6.2

現在のデータプロットコマンド
データ重ね書きプロットコマンド

90
93

6.3
6.4
6.5

データを重ね書きに追加コマンド
パラレルデータ表示コマンド
データをパラレルに追加コマンド

94
95
96

ii

6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16

ズームコマンド
マニュアル結果コマンド
ピーク定義コマンド
XY プロットコマンド
ピーク変数 対 速度コマンド
電流−電圧半対数プロットコマンド
スペシャルプロットコマンド
グラフオプションコマンド
色、説明コマンドフォントコマンドクリップボートへコピーコマンド

97
98
99
100
102
105
106
108
110
112
113

7 章 . データ処理メニュー
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13

スムージングコマンド
微分コマンド積分コマンド
半積分、半微分コマンド
書き込みコマンドベースラインフィッティング、減算コマンド
ベースライン補正コマンド
データポイント除去コマンド
データポイント修正コマンド
バックグラウンド減算コマンド
シグナル平均化コマンド
数学操作コマンドフーリェスペクトルコマンド

114
116
117
118
119
120
122
123
124
125
126
127
128

8 章 . 分析メニュー
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

キャリブレーション曲線コマンド
スタンダード添加コマンド
データファイルレポートコマンド
時間依存コマンドスペシャルプロットコマンド

129
131
133
136
139

9 章 . シミュレーションメニュー
9.1
9.2
9.3
9.4

メカニズムコマンド
ポテンシャル、速度定数ダイアログボックス
濃度、拡散係数ダイアログボックス
表面濃度ダイアログボックス

141
144
145
145

9.5
9.6

平衡時の濃度ダイアログボックス
シミュレーション変数ダイアログボックス

146
146

iii

9.7
9.8

シミュレーションコマンド
A.C. インピーダンスのシミュレーション

147
148

10 章 . ビューメニュー
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

データ情報コマンド
データ一覧コマンド
理論式コマンド
クロックコマンドツールバーコマンド
ステータスバーコマンド

152
153
154
155
156
156

11 章 . ヘルプメニュー
11.1

ヘルプトピックスコマンド

157

電気化学テクニックの略称
モデル 400C シリーズ電気化学水晶振動子マイクロバランス
モデル 600E シリーズのテクニック電気化学アナライザー
モデル 700E シリーズバイポテンショスタット
モデル 800D シリーズ電気化学ディテクター
モデル 900C 走査型電気化学顕微鏡
モデル 1000B シリーズマルチポテンショスタット
モデル 1100B シリーズパワーポテンショスタット / ガルバノスタット
モデル 1200C シリーズハンドヘルドポテンショスタット
モデル 200(B) ピコアンペアブースターとファラデーケージ
モデル 684 マルチプレクサ
モデル 680 アンペアブースターモデル 682 液 / 液界面アダプター
ケーブルと接続CV 電極 & アクセサリー
ソフトウェアーの更新について
トラブルシューティング
メンテナンスとサービス保証についてソフトウェアーの保証について

158
160
162
163
164
165
166
167
168
169
169
170
170
171
172
173
174
175
176
177

付録
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16
A-17
A-18
A-19
A-20

iv

1 章 . はじめに紹介
1200C シリーズは汎用性に優れた電気化学計測装置です。本装置にはデジタルファンクショ

ンジェネレーター、データサンプリングシステム、ポテンシャル、電流信号用のフィルター、
第二ゲインステージ、ポテンショスタットを内蔵しています。ポテンシャル制御範囲は ±5.0 V、
電流範囲は± 50mA です。100pA 以上の電流を計測できます。
モデル 1200C シリーズの大きさは 17(L)×11(W) ×2.5(H)cm です。電源は USB から供給します。
電気分析、センサー研究には最適な機器です。サイズもハンドヘルドサイズで、軽量なためフィールドでの計測ならびに教育用機器として最適です。出力電圧は ±11V 以下となります。使用する溶媒により作用電極範囲は -5.0V 〜 +5.0V となります。
モデル 1200C シリーズはウインドウズ環境下で PC により制御できます。操作性に優れ、ユー
ザーインタフェースはウインドウズデザインに準拠しています。ウインドウズアプリケーショ
ンを使用しているならば、マニュアル、ヘルプが無くとも機器を操作できるでしょう。コマンド、
パラメーター、オプションは化学者馴染みの深い専門用語を用いました。ツールバーは通常使用するコマンドに簡単にアクセスできます。ヘルプシステムはオンラインヘルプ機能にしました。
装置は、多くのパワフルな機能を、例えばファイルの取扱い、実験コントロール、柔軟なグ
ラフィック機能、各種データ解析、効率的なデジタルシミュレーション、その他ユニークな特徴としてはマクロコマンド、色指定、フォントの選択、データの書込み、見ながらのベースラ
イン補正、信号の平均化、フーリェ変換、電気化学計測法に関係する式の表示などがあります。
1200C シリーズは PC との通信接続を行う上で、USB ポートを使用します。
最大データ長は 128,000 ポイントです。ソフトウェアーは 32bit/64bit Windows ソフト互換です。

1

1 章 . はじめに

電気化学テクニック
スィープテクニック● サイクリックボルタンメトリー●リニアースィープボルタンメトリー●スィープステップファンクション
ステップテクニック●クロノアンペロメトリー●クロリクーロメトリー●階段波ボルタンメトリー●微分パルスボルタンメトリー／ポーラログラフィー●ノーマルパルスボルタンメトリー／ポーラログラフィー●微分ノーマルパルスボルタンメトリー／ポーラログラフィー●矩形波ボルタンメトリー●リニアースィープボルタンメトリー●マルチポテンシャルステップ
交流テクニック●交流ボルタンメトリー●第二高調波交流ボルタンメトリー
ストリッピングテクニック●リニアースィープストリッピングボルタンメトリー●微分パルスストリッピングボルタンメトリー●ノーマルパルスストリッピングボルタンメトリー●矩形波ストリッピングボルタンメトリー●交流ストリッピングボルタンメトリー●第二高調波交流ストリッピングボルタンメトリー
アンペロメトリー検出テクニック● i-t 曲線 ( アンペロメトリー )●微分パルスアンペロメトリー●ダブル微分パルスアンペロメトリー●トリプルパルスアンペロメトリー
その他テクニック●オープンサーキットポテンシャル - タイム

2

1 章 . はじめに

ソフトウェアーの特長
ユーザーインターフェース● 32-bit /64-bit ウインドウズ互換アプリケーション● ツールバー : 頻繁に使用するコマンドに簡単にアクセスできる● ステータスバー : テクニック、ファイル状況、コマンドプロンプット● プルダウンメニュー● ダイアログボックス● フルマウスサポート● WYSIWYG グラフィックス● ヘルプ機能の充実● ユニコード対応
ファイルマネージメント● データファイルを開く● データファイルの保存● ファイルの削除● データファイルの一覧● テキストファイルの変換 : データを他のソフトウェアー、例えば、スプレッドシートにエキスポート● テキストファイルフォーマット
● 現在のデータの印刷● 多数のファイルの印刷● プリントセットアップ
セットアップ● テクニック : 電気化学テクニックのフルレパートリー● 実験パラメータ : 非常に広いダイナミックレンジ● システムセットアップ : 通信ポート、電位極性と、電流軸● ハードウェアーテスト : デジタル、アナログ回路診断テスト
機器の制御● 測定 : ほとんどの場合、リアルタイムデータ表示● 繰り返し測定 : 自動データ保存、信号の平均化、遅延またはプロンプット● 測定の停止● 測定中のスキャン方向の反転 : サイクリックボルタンメトリー● 測定状況 : 攪拌、パージ、iR 補償、測定後スムージング● マクロコマンド : 編集、保存、読込み、一連のコマンドの実行● オープンサーキットポテンシャル測定● アナログフィルター設定 : ポテンシャル、i/V コンバーター、シグナフィルターの自動またはマニュ
アル設定● セル制御 : パージ、攪拌、セルオン● ステップファンクション : 電極洗浄または他の目的のためのステップファンクションジェネレーターの多数サイクル3

1 章 . はじめに

● 測定前の作用電極のコンディショニング● ストリッピングモード : 使用可能 / 使用不可、析出電位、時間、攪拌、パージ条件
グラフィック表示● 現在のデータプロット : ヘッダー、ファイル名、パラメータ、結果を伴うデータプロット● 再スケール、ラベル :X,Y 軸表示、再スケール、テキストの挿入● 上書プロット : 比較のために何種類かのデータセットを上書● パラレルプロット : 何種類かのデータセットを並べてプロット● ズーム : 選択したズームエリアを視覚化● マニュアルによる結果 : 選択したベースラインを視覚化● ピーク定義 : 形、幅、レポートオプション● X-Y プロット : データポイント用として● ピークパラメータプロット : ip 〜 v、ip 〜 v1/2、Ep 〜 log(v) プロット
● 半対数プロット : 電流―電位半対数プロット● グラフオプション : ビデオまたはプリンターオプション、軸、パラメータ、ベースライン、結果、グリッ
ド、軸反転、軸固定、軸タイトル、データセット、XY スケール、参照電極、ヘッダー、注● 色、説明 : バックグラウンド、軸、グリッド、曲線、説明サイズ、厚さ、表示間隔● フォント : フォント、スタイル、サイズ、軸ラベルの色、軸タイトル、ヘッダー、パラメータ、結果● クリップボードへコピー : データプロットをワープロにペースト
データ処理● スムージング : 5 〜 49 ポイント最小二乗法、フーリェ変換● 微分 : 1 〜 5 次、5 〜 49 ポイント最小二乗法● 積分● 畳み込み : 半微分、半積分● 書込み : 2 ×〜 64 × データ書込み● ベースラインフィッティングと減算 : フィッティング機能の選択、多項式、ベストフィッティングの電圧範囲、べ巣ライン減算 : 微量分析に有効● ベースライン補正 : 選択したベースライン、勾配、dc レベル補償● データポイント除去● データポイント変更 : データポイント変更の視覚化● バックグラウンド減算 : 2 組のデータセットの差分● 信号の平均化 : 多数のデータ組の平均化● 数学操作 : 両 X、Y データ配列● フーリエスペクトル解析● キャリブレーション曲線 : 未知濃度、傾き、切片、曲線の相関性の計算、キャリブレーション曲線のプロット、キャリブレーションデータの保存と読込み● スタンダード添加 : 未知濃度、傾き、スタンダード添加曲線の相関性の計算、スタンダード添加曲
線のプロット、スタンダード添加データの保存と読込み● データファイルレポート : 指定ピークポテンシャル範囲での保存データファイルから未知濃度を計
算、種、キャリブレーション情報、テキスト形式での分析レポートを作成、最大 4 種類の目的物質の4

1 章 . はじめに定義が行える● 時間依存 : 指定ピークポテンシャル範囲での保存データファイルから時間関数として未知濃度を計
算、キャリブレーション情報、時間関数としての濃度レポートを作成またはプロット
デジタルシミュレーション● 反応メカニズム : 既知定義メカニズム : 10(1220B 以下のモデル )、電子移動、一次、二次化学反応を含む組み合せ ( モデル 1230B 以上のモデル )● 系 : 拡散、吸着● 最大式 : 12
● 最大種 : 9
● シミュレーションパラメータ : 標準酸化還元電位、電子移動速度、移動係数、濃度、拡散係数、フォワード、可逆反応速度定数、温度、電極面積、実験パラメータ● シミュレーションパラメータ保存● シミュレーションパラメータ読込み● リアルタイムデータ表示● 濃度プロフィールのリアルタイム表示● 無次元電流● 平衡データ● 自動検索、過定量平衡定数の調査
ビュー● データ情報 : 日付、時間、ファイル名、データソース、機器名、行ったデータ処理、ヘッダー、注● データ一覧 : データ情報、数値データ配列● 理論式 : 一般式、電気化学テクニックに関連した理論式● クロック● ツールバー● ステータスバー
ヘルプ● 状況ヘルプ● 索引● ヘルプの使用法● アプリケーションについて

5

1 章 . はじめに必要なシステム構成
オペレーティングシステム :プロセッサー :RAM:
モニター :
マウス
通信ポート :
出力デバイス :マイクロソフトウインドーズ XP/7/8/10
iCore 以上
8GM バイトVGA
PS/2
USB ポート
ウインドウズにてサポートされるプリンター6

1 章 . はじめに

ハードウェアー仕様
ポテンショスタット
バイポテンショスタット (Model1202C, 1212C, 1222C, 1232C, 1242C のみ )ポテンシャル :± 5.0V電流 :± 50mA
最大電圧 :± 11V
ポテンシャル立ち上がり時間< 2 us
印加電位分解能 :0.003% 電位範囲
測定電流範囲± 2 × 10-9 〜 0.05 A/V 範囲の 8 レンジ
最低電流分解能 :0.3 pA 以上
入力バイアス電流 :80pA 以上

エレクトロメーター
参照電極の入力インピーダンス :参照電極の入力バイアス電流 :1012 Ω
80pA 以上 @25℃

波形発生 / データ採取
高速波形更新 :高速データ採取 :100KHz@16-bit
16-bit ADC, 20,000 sample/sec max

測定
CV/LSV
スキャン中の電位増分
CA/CC パルス幅
CA/CC 最小サンプル間隔
DPV/NPV パルス幅
SWV 周波数i-t サンプル間隔
ACV 周波数SHACV 周波数

0.000001 〜 80V/s for 1Ch, 40V/s for Dual Ch
0.1mV@80 V/s
0.001 〜 1000 sec
10us for 1Ch, 20us for dual Ch
0.001 〜 10 sec
1 〜 5 kHz
最小 10us, 20us for dual Ch
0.1 〜 2 kHz
0.1 〜 1 kHz

その他
電源 :
最大データ長大きさ :重さ :コンピューターの USB ポートからの電源供給
256K 〜 16384K の選択
17 ( 幅 ) × 11( 奥行 ) × 2.5 ( 高さ )cm
約 325g7

2 章 . スタート

組込み
ソフトウェアー :
機器はウインドウズ環境下で起動する DOS/V パソコンで制御できます。ハードウェアー
はペテンティアム以上の CPU プロセッサーが要求され、キーボード , 2GB RAM, ハードディス
クドライブ、VGA モニター、マウス、USB ポート、パラレルポート、ウインドヴスでサポートしているプリンターが必要です。
ウインドウズの取扱いについてはウインドウズのユーザーマニュアルを参照して下さい。
機器のソフトウェアーをインストールする場合、添付のフロッピーディスクを xxxxxx.EXE ファ
イルをダブルクリックします。
1.ALSxxx フォルダーが自動的に作製されます。
2. マイコンピューターの C ドライブを開きます。
3. ディレクトリーを見付け、ALSxxx.exe ファイルを見付けて下さい。ところで、xxx はモーデル番号です。
4. マウスの左ボタンでそのファイルクリックし、マウスの左ボタンを押しながら、グルー
プ画面からモニターにアイコンを移動しますと、ショートカットアイコンが表れます。
5. ショートカットキーをダブルクリックしますと、プログラムが開始されます。
ハードウェアー :システムのハードウェアーの組込みは簡単、容易です。機器が入っているダンボール箱
から機器を取出します。
パソコンの USB ポートと 1200C シリーズの USB ポートを専用ケーブルで接続します。
セットアップメニューのシステムコマンドにて行えます。通信速度の心配も不要です。
USB ポートが利用できるコンピュータを用意します。1200C シリーズは出荷前に厳密な試験を行っており、PC と接続して Linked Failed エラーが発生する場合、別のコンピューターで再試験を行なってください。シリアルポートに起因したトラブルであることがあります。考えられる理由としてはウインドウズのシリアルポートのインターラプトの優先順位は低いため、他のデバイスによる影響で通信ができないことが起こります。そのような場合、スクリーンセーバー
を OFF, インターネット接続を OFF, ウイルススキャンソフトを OFF にして下さい。
ネットワークカードを使用しないで下さい。ネットワークはバックグラウンドインタラプト
を発生し、測定器とパソコンの間のデータ通信を影響します。
裏パネルに電極ケーブルを接続します。白は参照電極、赤はカウンター電極、作用電極は緑です。これで機器の用意が完了しました。

8

2 章 . スタート

試験
出荷される前に装置は検査されています。ディスクに収められている・.bin データファイル
は計測したデータです。
コンピューターと装置の通信を試験する場合、ソフトを起動し、装置の電源を入れます。セッ
トアップメニューのハードウェアーテストコマンドを使用します。Linked Failed メッセージが表れた場合、ケーブルの接続とポートの設定をチェックして下さい。セットアップメニューのシステムコマンドを使用して、ポートの設定が適切かどうかを確認して下さい。
ハードウェアーのテスト結果がスクリーンに表れた場合、通信は働いています。全ての機能が OK ならば、ハードウェアーテスト結果はモニターに表示されます。
システムが最適に計測を行っているかを確認する場合、100KΩ の抵抗をダミーセルとして使用します。参照極 ( 白 )、カウンター 極 ( 赤 ) は 100KΩ の抵抗片側に接続し、作用極 ( 緑 )はもう一方に接続します。セットアップメニューのパラメータコマンドを使用して、0.2V 〜-0.2V のポテンシャルを選択します。コントロールメニューの測定コマンドを使用して計測を行います。測定結果として直線 ( 大きなスロープ ) が見えるでしょう。
ソフトウェアーの効率を試験するために、ファイルメニューの開くコマンドを通してデータファイルを開くことができます。ソフトウェアーにはテストデータがあります。これらのデー
タは本装置で測定したデータです。ファイルを選択、OK ボタンをクリックし、ファイルを開けます。またはファイル名をダブルクリックします。データを読み込んだ後、データを表示したり、データ処理を行うことができます。グラフィックス、データ処理メニューのすべてのコ
マンドを使用して下さい。

92 章 . スタート

USB ドライバーのインストール
1. はじめに
ALS/CHI 1200C シリーズにおいて USB の接続が可能となりましたが、接続時のドライバーの設定が必要になります。ドライバーのインストールは、新規に使用する時だけではなく、USB のそれぞれのポート毎に必要になります。BAS で設定及びテストは 1 つのポートについて行いますので、お客様が BAS でテストしたポート以外での使用した時には、必ずドライバーのインストールを行う必要があります。
2. インストール手順
BAS でインストールした場合このドライバのコピー手順は必要ありません。 始めに、パソコンの C
ドライブに新規フォルダーを作成します。このフォルダーにドライバーのディスク又は CD からファイルをコピーしておきます。 BAS でインストールした時はフォルダー名は "C:\USB-DRV" としています。
以降の説明で C:\USB-DRV となっている所は実際にドライバーがコピーされている場所を示すこととします。
1. モデル 1200C の電源を切り、ALS マシンとコンピュータを USB ケーブルで接続します。接続した後、モデル 1200C の電源を入れます。
2.｢cp2101｣ フォルダーの中の ｢Setup.exe｣ をダブルク

1. 付属している CD を立ち上げ ｢cp2101｣ をダブルク

リックします。( 図 2 参照 )リックします。( 図 1 参照 )図 2.cp2101 フォルダーの内容

図 1. 付属 CD の内容

10

2 章 . スタート

3.｢Install｣ をクリックして、インストールを開始します。

図 3.Install の方法
4. 器械本体 (ALS/CHi) と PC を USB ケーブルで繋ぎ、器械本体 (ALS/CHi) の電源を ON にする。｢ マイコピュータ｣ のプロパティをクリックして、デバイスマネージャーを開き、｢CP2101 USB to UART Bridge Controller(COM ＃ )｣のプロパティを開きます。※ COM ＃の＃は専用ソフトと同じポート設定にして下さい。

図 4. デバイスマネジャーによる確認
5. ビット / 秒 ｢19200｣、データビット ｢8｣、パリティ ｢ なし ｣、ストップビット ｢1｣、フロー制御 ｢ なし ｣ と入力します。
( 図 5 参照 ) 次に詳細設定 (A) をクリックします。

図 5. 通信の設定
6. ウンドウズ XP では COM ポートを選べますので、専用ソフトと同じポートに設定下さい。( 図 6 参照 )Windows98 では選べませんので、図 4 でポートを確認し、専用ソフトのポート設定をして下さい。

図 6. 通信ポートの設定
モデル 600B の制御用ソフトを起動して COM ポートを手順 G で確認したものにを再起動すると使用できるようになります。
11

変更して、保存し、制御ソフト

2 章 . スタート

役に立つヒント
ウインドーズアプリケーションをよく使用する方には簡単にこの装置を操作することが出来ます。
次のポイントはウインドーズ経験の少ない方のためのポイントですが、いくつかは装置を使用上の便
利なポイントになるでしょう。
1. ツールバー（メインメニューバーの下にあるボタンがたくさん付いているバー）の操作に慣れます。
ツールバーはよく使用するコマンドに素早いアクセスを行えます。コマンドボタンの意味はボタンを押すとスクリーンの左下にコメントが表示されます。
2. 多数のファイルをプリント、多重、パラレルプロットするために多数のファイル名を同時に選択します。選択したい最初のファイル名をクリックして、マウスの左ボタンを押しながら下にドラッグします。多数のファイルが選択されます。ファイルがディレクトリ中にまとまらない場合、Ctrl
キーを押しながら各ファイルをクリックして選択できます。
3.Y 軸のタイトルの方向が違う場合、グラフィックメニューのフォントコマンドを使用して、プリン
トするための Y 軸の回転角度を変更できます。
4. アイテムをダブルクリックすることによってファイルやテクニックを選択できます。
5. タブキーを使用すると各アイテムに移動して、パラメータを変更することが出来ます。編集ボック
ス中のテキストがハイライトされます。直接新しいテキストを入力できます。時々、マウスのクリッ
ク＆ドラッグを使用するよりも早くて便利です。
6. 装置の内部的ノイズはとても小さいです。最も一般的で最も大きなノイズ源はライン周波数 (60Hz
か 50Hz) です。ノイズを削減するためにアナログローパスフィルターがあります。スキャン速度
0.1V/s の時、自動カットオフ設定は 32Hz です。ライン周波数がパスして、ノイズが現れます。サンプル間隔が電源ライン周期の倍数に設定する場合、ライン周波数ノイズは削減できます。小さい信号と比較的早い測定にはファラデーケージをお薦めします。
7. データを異なる形式に表示する場合、グラフィックスメニューのグラフオプションコマンドを使用します。使用可能なデータ表示形式は本マニュアルの 6-1 ページを参照して下さい。

12

3 章 . ファイルメニュー

ファイルを開くコマンド
次のオプションは選択するファイルを指定します。:
一回で一つのデータのみを読み込みできます。これはアクティブデータです。ファイルが読み込まれた後、メモリーは最新のデータと交換されます。そして、グラフィックスは更新されます。テクニックと実験パラメータもまた更新されます。
このソフトはマルチドキュメントインターフェースを使用するため、この手順を繰り返すことによって多数のファイルを開くことが出来ます。
下記の図はファイルを開くコマンドダイアログボックスです。
次のオプションにてファイルを選択します。:

ファイル名
ファイル名を入力または選択する。このボックスはタイプボックスのリストファイルで選択できる拡張子を持つファイルを一覧します。
拡張子を入力する必要はありません。システムは自動的にファイルに拡張子を付けます。
ファイルタイプの一覧
ファイルタイプの選択。"bin"( バイナリファイルデータ ) のみが利用でます。
ドライブ
システムが保存するファイルのドライブの選択。
ディレクトリーシステムが保存するファイルのディレクトリーの選択。
このコマンドはツールバーボタンがあります。

13

3 章 . ファイルメニュー

名前を付けて保存コマンド
ファイルに名前を付けて保存するコマンドです。
下図は名前を付けて保存するダイアログボックスです。:

次のオプションは保存するファイルの位置、名前を指定します。:
ファイル名
現在のデータ、変数を保存するために新しいファイル名をタイプします。ファイル名は 8 文字まで入力できます。存在されたファイル名を使用した場合、システムは警告を発生し、次に進みます。
拡張子をタイプする必要はありません。システムは自動的に拡張子をファイルに付けます。
データファイルの場合、拡張子 "bin"( バイナリーファイル ) です。 マクロファイルの場合、
拡張子 "mcr" です。シミュレーションファイルの場合、拡張子 "sim" です。他の拡張子は許可されていません。
タイプファイルの一覧
開きたいファイルのタイプを選択します。"bin"( バイナリファイルデータ ) のみが利用でます。
ドライブ
システムが保存するファイルのドライブの選択。
ディレクトリーシステムが保存するファイルのディレクトリーの選択。
このコマンドはツールバーボタンがあります。

14

3 章 . ファイルメニュー

削除コマンドこのコマンドを使用すると、ファイルを削除します。
下図はファイル削除ダイアログボックスです。:

次のオプションは削除したいファイルの位置、名前を特定します。:
ファイル名
削除したいファイル名を選択またはタイプします。このボックスはタイプボックスのリスト
ファイルにて選択する拡張子を持つファイルを一覧します。 多数のファイルを削除するために、Ctrl ボタンを押しながら、選択されたいファイル名にマウスを移動し、Ctrl キーを押しながら、左マウスボタンをクリックします。
システムは特定された拡張子を削除タイプボックスに追加します。
タイプのファイル一覧
削除したいファイルのタイプの選択。
ドライブ
削除したいファイルのドライブの選択。
ディレクトリー
削除したいファイルのディレクトリーの選択。

15

3 章 . ファイルメニュー

修復コマンドこのコマンドを使用しますと、測定中のハードディスクに保存してあるデータを元に戻します。実験が外部干渉または中断、通信エラーにより終了しない場合、部分的なデータは回復できます。これはスキャン速度が遅い実験の場合、有効です。何時間も掛かる測定データを修復できます。
このコマンドはデフォルトでは有効ではありません。遅いスキャン走査実験を行わない場合、
または事故により実験が中断した場合、再測定して下さい。このコマンドを有効にする場合、セットアップメニュー下のシステム コマンドを使用して下さい。"
測定中のデータ修復保存 " オプションをチェックして下さい。
最後の測定データを修復したい場合、測定開始前に行って下さい。新規測定が行われますと、最後の測定データは失われます。

プログラムの更新コマンド
このコマンドを使用すると、機器内部のソフトウェアーをアップデートできます。このコマンドを使用する場合、ユーザーマニュアルの付録のソフトウェアー更新の取り扱いを必ず参照して下さい。
フラッシュメモリーを更新する場合、ヘキサデシマルファイル (Als/CHIxxxx.HEX, ここではxxxx はモデル番号です ) が必要です。次の操作を行なって下さい。:
1. PC サイドの Als/CHIxxxx プログラムを終了します。
2. 機器の電源を切ります。
3. 側面のネジを外し、上部カーバーを取り外します。
4. 9 ピンシリアル通信コネクターの近傍のバックスライドスイッチがあります。スイッチ位置
を "Download" に変更して下さい。.
5. 機器の電源を入れます。
6. PC サイドの Als/CHIxxxx プログラムを立ち上げます。
7. ファイルメニュー下の " プログラム更新 " を使用してフラッシュメモリー更新ダイアログ
ボックスを行います。
8. ダイアログボックスで , use "Browse" ボタンを使用してヘキサデシマルファイル名を選択します。次に、"Update" ボタンをクリックしフラッシュメモリーにプログラムをダウンロードします。
ダウンロードを失敗した場合、エラーメッセージが現れます。ステップ 1 からやり直して下さい。
9. ダウンロードか成功した場合、確認メッセージが現れます。機器の電源を切り、バックスラ
イドスイッチを元の位置に戻します。機器のカバーを元に戻しネジを止めます。これで機器のアップクレードは終了です。
16

3 章 . ファイルメニュー

データファイル一覧コマンド
このコマンドを使用すると、テキストモードでデータファイルを一覧できます。テキスト
フォーマットはテキストファイルフォーマットで変更できます。
現在のデータは変更されずに残っています。現在のデータの数値一覧する場合、ビューメ
ニューのデータ一覧コマンドを実行します。
下図はデータファイル一覧のダイアログボックスです。:

次のオプションはテキストモードで一覧したいファイルの位置と名前を指定します。:
ファイル名
一覧したいファイル名を選択またはタイプします。タイプボックスのリストファイルにて選択する拡張子を有するファイルを一覧します。
拡張子をタイプする必要はありません。システムは自動的にファイル名に "bin" を付加えます。
他の拡張子は許可されません。
タイプのファイル一覧
一覧したいファイルタイプを選択します。"bin"( バイナリファイルデータ ) のみが利用でます。
ドライブ
削除したいファイルのドライブの選択。
ディレクトリー
削除したいファイルのディレクトリーの選択。

17

3 章 . ファイルメニュー

テキスト変換コマンド
このコマンドを使用しますと、バイナリーデータファイルをテキストファイルに変換します。
テキストフォーマットはテキストファイルフォーマットにより変更できます。
多数のファイルも変換用に選択できます。多数のファイルを選択する場合、選択したいファ
イル名にマウスカーソルを移動し、Ctrl キーを押しながら、左マウスボタンをクリックします。
テキストファイルは他のソフト、例えばエクセル等のスプレッドシートで読み込みできます。
下図はファイル変換ダイアログボックスです。:

次のオプションはテキストファイルに変換したいバイナリーファイルの位置と名前を指定します。:
ファイル名
一覧したいファイル名を選択またはタイプします。タイプボックスのリストファイルにて選択する拡張子を有するファイルを一覧します。
変換のために多数のファイルを選択することが出来ます。
拡張子をタイプする必要はありません。システムは自動的にファイル名に "bin" を付加えます。
他の拡張子は許可されません。
タイプのファイル一覧
変換したいファイルタイプを選択します。"bin"( バイナリファイルデータ ) のみが利用できますドライブ
削除したいファイルのドライブの選択。
ディレクトリー
削除したいファイルのディレクトリーの選択。

18

3 章 . ファイルメニュー

テキスト変換方法について

データを表示した後、図形データを数値データに変換する方法について紹介いたします。
測定したデータから必要な数値データを求める場合、ファイルの中のテキストファイル形式を選択してください。

テキストファイル形式を選択しますと、右のダイアログが表れます。この時を表示した後、図形データを数値データに変換する方法について紹介いたします。測定したデータから必
要な数値データを求める場合、ファイルの中のテキストファイル形式を選択してください。
表示させるのに必要な項目メモ、パラメー
タ、結果、数値データをマウスにて選択します。エクセルにデータをエクスポートする場
合、データフォマットを設定する必要があります。例えば、コンマ、タブ等です。コンマを選択した後、有効数値 ( 桁数 )、データポイ
ント間隔 ( 電位の解像度 ) を指定します。次に、インピーダンスの場合、3 カラムインピーダ
ンスデータを選択します。

表示させる必要があるデータ形式の選択を行います。グラフオプションを選択します。

グラフオプションを選択してから、右画面が表示されます。データ（a) のダイアログボッ
クスで Capacitance の選択をマウスで行ないます。

19

3 章 . ファイルメニュー

この画面を開いてテキストに変換 (c) をマウスで選択してください。

データが保存されているディレクトリーが表示されます。変換したいデータをマウスにて選択しますと、自動的にテキスト形式に変換されます。変換されたデータはデータが保存されている同じディレクトリーに保存されます。

テキストデータの内容をチェックしたい場合、ウインドウズのメモ帳で読み込んで表示させました。日時、測定条件、パラメータ、結果、測定データが転送されます。不要な項目はテキストファイル形式のダイアログボックスで必要な項目のみ選択して下さい。

測定条件

パラメータ

結果

数値データ

20

3 章 . ファイルメニュー

テキストファイルフォーマットコマンド
このコマンドを使用すると、テキストモードでデータフォーマットを選択できます。下図はテキストファイルフォーマットダイアログボックスです。:

次のオプションはテキストフアイルフォーマットを指定します :メモ
一覧したい日付、時刻、テクニック、ラベル、注等があれば、このチェックボックスにチェッ
クします。
パラメータ
一覧したい実験パラメータがあれば、このチェックボックスにチェックします。
結果一覧したい実験結果、例えば ､ ピークまたは波形ポテンシャル、電流、面積があれば、このチェックボックスにチェックします。一覧したい項目を選択した後、グラフィックスメニー
下のピーク定義コマンドを実行します。
数値データ
一覧したい数値データポイントがあれば、このチェックボックスにチェックします。
セパレーターX,Y データ組で使用される ( コンマ、タブ、スペースまたはラインフィード ) セパレーター
を選択します。データ組は次のフォーマットの一つを有します。:
X,Y( コンマ )
XY
( タブ )X Y( スペース )X
Y( ラインフィード )データフォーマットは市販のソフト、例えばスプレッドシート、データベースと互換です。
有効数値
このコマンドはテキストファイルの有効数字の数を設定する。有効数字のデフォルトは４桁です。ほとんどのアプリケーションに満たす条件です。最大 10 桁の有効数字に変更できます。
しかしながら、有効数字の桁数が多くなると、データファイルも大きくなります。
21

3 章 . ファイルメニュー

データポイントインターバル
このコマンドで部分的にデータポイントを読み込み、表示することができる。データ分析やデータファイルサイズを縮小するのに役立つ。しかし、データの詳細を失う可能性がある。
CV と LSV データ用の DigiSim フォーマット
このコマンドは、CV と LSV データのみに使用します。このボックスにチェックを入れると、テキストデータファイルは直接 DigiSim に読み取れるフォーマットになります。
エクセル３D 形式
このコマンドは SECM イメージデータ用です。このボックスがチェックされますと、データファ
イルはエクセルの３D 表面プロットに直接読み取れます。
エクセル 3D 表面プロットを実行するために、次の操作を行って下さい。
1. エクセルをスタートする
2. テキストデータファイルを開く
3. テキストインポートウイザード−ステップ 1/3

ダイアログボックスが表示されます。 Next

ボタンを押します。
4. テキストインポートウイザード−ステップ 2/3

ダイアログボックスが表示されます。テキス

トファイルフォーマットに使用したデータセパレータにマッチするために、 Delimiters を選択。
5. テキストインポートウイザード−ステップ 3/3 ダイアログボックスが表示されます。 Finish ボタンを押します。データを収容するスプレッドシートが表示されます。
6. スプレッドシート中の全てのデータポイントを選択して下さい。
7. ツールバーに ChartWizard ボタンを見つけ、押して下さい。
8. スプレッドシートのデータエリアにマウスを移動し、左ボタンを押します。
9. ChartWizard ダイアログボックスステップ 1/5 が表示されます。 Next ボタンを押します。
10. ChartWizard ダイアログボックスステップ 2/5 が表示されます。3D Surface を選択して、Next ボタンを押します。
11. ChartWizard ダイアログボックスステップ 3/5 が表示されます。 1
Next を押します。

か2を選択して、

12. ChartWizard ダイアログボックスステップ 4/5 が表示されます。 一連のデータ列 、 X 軸
ラベルの第一列を使用する 、 Y 軸ラベルの第一カラムを使用する を読込みます。 Next ボ
タンをクリックします。
13. ChartWizard ダイアログボックスステップ 4/5 が表示されます。前もって決めた説明、チャー
トタイトルを加え、X,Y,Z の軸タイトルを入力します。その後、 Finish ボタンをクリックします。
14. スプレッドシートのデータエリアに 3D surface plot が表れます。グラフのサイズを変更するにはカーソルの形がサイズ変更カーソルに変わるまでカーソルをグラフの角に移動します。マウスの左ボタンを押しドラッグします。グラフが大きくなったり、小さくなったりするのを見ることができます。
15. グラフを選択し ( グラフをクリックする )、コピー ( 編集メニューのコピーコマンドを使用する、またはツールバーのコピーボタンをクリックする ) することによって、グラフをワープの等にペーストでき、印刷できます。
データ密度が高く、データポイントの接続線がハッキリ見ることができない場合、データポイン
ト間隔を 1 より大きくして下さい。
ナノスコープヘッダー
これは SECM イメージデータ用です。 このボックスがチェックされますと、ヘッダーがテキストファイルに加わり、データファイルは 3D プロット用ナノスコープソフトウェアにて直接読み込み
できます。
22

3 章 . ファイルメニュー

テキストファイルインポートコマンド
このコマンドはテキストファイルをインポートします。ALS/CHI テキストファイルならびに BAS 社のテキストファイルデータを読み込むことができます。下図はテキストファイルイン
ポートダイアログボックスです。:

ALS/CHI ファイルの場合、メモ、パラメーターかありませんと、ファイルの読み込みは行いません。BAS 社のテキストファイルとはフォーマットが異なりますのでご注意下さい。

23

3 章 . ファイルメニュー

印刷コマンドドキュメントを印刷するためのコマンドです。印刷出力はスクリーンで見たのと同じです。印
刷出力をカスタマイズする場合、グラフメニューのグラフオプションを使用します。
紙の種類はランドスケープになります。警告が表れた場合、紙の種類を設定するためにプリン
トセットアップを使用します。この設定はプログラムを終了した時、記憶されません。紙の種類を永続的に設定する場合、メインウインドウのプリントマネージャーを用いて、プリンター
セットアップコマンドを実行します。
このコマンドはツールバーボタンがあります。

24

3 章 . ファイルメニュー

多重ファイル印刷コマンド
ドキュメントを印刷するためのコマンドです。印刷出力はスクリーンで見たのと同じです。
印刷出力をカスタマイズする場合、グラフメニューのグラフオプションを使用します。
下図は多重ファイル印刷ダイアログボックスです。

次のオプションは印刷したいバイナリーデータファイルの位置と名前を指定します。:
ファイル名
一覧したいファイル名を選択またはタイプする。タイプボックスのリストファイルにて選択する拡張子を有するファイルを一覧します。多数のファイルを選択するためには、マウスカー
ソルを選択したいファイル名に移動し Ctrl キーを押しながらマウスの左ボタンを押します。
拡張子をタイプする必要はありません。システムは自動的にファイル名に "bin" を付加えます。
他の拡張子は許可されません。
タイプのファイル一覧
印刷したいファイルタイプを選択します。"bin"( バイナリファイルデータ ) のみが利用できますドライブ
削除したいファイルのドライブの選択。
ディレクトリー
削除したいファイルのディレクトリーの選択。

25

3 章 . ファイルメニュー

印刷セットアップコマンド
このコマンドを使用すると、プリンター、プリンターの接続を選択できます。下記図は印刷
セットアップダイアログボックスです。:

次のオプションはプリンターの選択と接続を指定します。
プリンター
使用したいプリンターの選択を行います。デフォルトプリンターを選択または特定プリン
ターオプションの選択、ボックスで示されるインストールされた最新のプリンターの一つを選択します。プリンターをインストールし、ウインドウズコントロールパネルを用いてポートの設定を行います。
オリエンテーション
ポートレイトまたはランドスケープを選択します。このアプリケーションのペーパオリエン
テーションはランドスケープです。警告が表れた場合、用紙の種類を設定するための印刷セットアップコマンドを使用します。この設定はプログラムを終了した時メモリーされません。
用紙の種類を永続的に設定する場合、プリンターを完全にランドスケープに設定する必要があります。メインウインドウのプリンターマネージャー起動し、プリンターセットアップコ
マンドを実行します。ワードのようなソフトはデフォルトセッティングを各ソフトにおいて保存されます。グロ−バルセッティングはそれらのソフトを影響しません。
用紙サイズ
印刷するドキュメントの用紙サイズの選択
用紙の供給
プリンターはサイズの異なる用紙を収納するマルチトレータイプがあります。ここでトレーの指定を行います。
オプション
プリンターの選択、印刷を指定するためのダイアログボックスを表示します。

26

3 章 . ファイルメニュー

終了コマンドアプリケーションを終了するためのコマンドです。
終了する時、ファイルディレクトリー、システムセットアップ、コントロール状況、マクロ
コマンド、データ処理オプション、シミュレーションオプション、グラフィックオプション、色、
フォント等、いくつかのシステム情報は保存されます。
ショートカット
マウス : アプリケーションコントロールメニューボタンをダブルクリックします。
キー :ALT+F427

4 章 . セットアップメニュー

テクニックコマンド
このコマンドを使用すると、電気化学テクニックを選択できます。
下記図は電気化学テクニックのダイアログボックスです。:

次のオプションは電気化学テクニックの選択を指定します。:
テクニックの選択
使用したい電気化学テクニックを選択します。このボックスは装置で利用できるテクニックを一覧します。選択したいテクニックをダブルクリックすることはテクニックを選択し、OK ボタンをクリックすることと同じです。
このコマンドはツールバーボタンがあります :28

4 章 . セットアップメニュー

パラメータコマンド
このコマンドは実験パラメータをセットするために使用します。
システムはパラメータダイアログボックスを表示させ、使用するパラメータを選択します。テクニッ
クによって、パラメータダイアログボックスは異なります。テクニックによるパラメータは次の通り :サイクリックボルタンメトリーパラメータ
リニアースィープボルタンメトリーパラメータ
階段状ボルタンメトリーパラメータ
クロノアンペロメトリーパラメータ
クロノクーロメトリーパラメータ
微分パルスボルタンメトリーパラメータ
ノーマルパルスボルタンメトリーパラメータ
微分ノーマルパルスボルタンメトリーパラメータ
矩形波ボルタンメトリーパラメータ
交流ボルタンメトリーパラメータ
第二高調波交流ボルタンメトリーパラメータ
アンペロメトリー i-t 曲線パラメータ
微分パルスアンペロメトリーパラメータダブル微分パルスアンペロメトリーパラメータ
トリプルパルスアンペロメトリーパラメータスウィープステップ機能パラメータ
マルチポテンシャルステップパラメータ
オープンサーキットポテンシャル−タイムパラメータ
各テクニックのパラメータの詳細については、関連ダイアログボックスの項を参照して下さい。
このコマンドはツールバーボタンがあります :29

4 章 . セットアップメニュー

スィープテクニック（ LSV 、CV）
リニアースィープテクニックでは、電位は一定のスキャン速度で初期電位から最終電位まで直線的に変化させます。電流は印加電位の関数としてモニターされます。簡単な LSV の電位波形を図 4-1 に示します。
図 .4-1.LSV のポテンシャルの波形

LSV を更に汎用的にしたものが CV です。 このテクニックでは、最終電位に達した時、スキャン方向を反転し、同じ電位範囲内で反対の方向に再びスキャンします。フォワードスキャンで生じた電気化学
反応の生成物質を逆スキャンで調べることができます。この特徴が CV テクニックが広く使用される主な理由の１つです。
CV では、電位は同じ範囲内で何回も繰り返すことができます。初期電位と、スキャンの方向が反転される高電位と低電位の 2 つのスイッチングポテンシャル という３つの電位変数が必要です。 CV のポ
テンシャル波形を図 .10-2 に示します。
図 4-2 に CV の最もシンプルな I ーＥ曲線を示します。 曲線の非対称性は拡散による物質移動により生じます。この曲線の形に影響を及ぼす多数の他の変数があります。例えば、遅い不均一系の電子移動、酸化或いは還元種の不安定性、吸着などです。もし不均一系の電子移動速度が速ければ（実験のタイムスケールと比べて）、そ
図 4-2.CV のポテンシャル波形

30

4 章 . セットアップメニュー

して酸化種還元種両方が安定（実験のタイムスケール上）であるなら、その時、レドックス過程は電気化学的に可逆的と言れます。そのような系の標準レドックスポテンシャルは２つのピークポテンシャル（ E pa と E pc ）の平均であり、ピークポテンシャルの差は 57/n（mV）です（n は 1 モル当たりの移動電子数です）。

可逆過程のサイクリックボルタンメトリーではピーク電流は Randles-Sevcik 式で表わされます。

ip=2.69x105n3/2AD1/2Cv1/2
ip= ピーク電流 (A)A= 電極面積 (cm2)
C= 濃度 (mole/cm3)

n=equiv/ モル
D= 拡散係数 (cm2/s)
v= スキャン速度 (V/s)

それゆえに、可逆過程の、ip は濃度 C とスキャン速度 v1/2 に比例します。CV 曲線の形に影響を及ぼす
多数の変数があります。遅い電子移動速度はピークポテンシャルの分離（ΔE p）を増加させ、電子移動の速度定数はスキャン速度によるΔ Ep の変化を調べることにより算出できます。作用電極と比較電極間の未補償抵抗もまた同じくΔ Ep を増加させます。 未補償抵抗の効果はエレクトロニクスによる iR 補償により低下させるか、或いは取り除くことができます。（コントロールメニューの iR 補償を参照）
もう１つの CV の用途として電極反応の生成種の反応
図 4-3.CV の典型的な電流応答とがあります。 フォワードスキャンで生じた生成種の反応性は折り返しのスキャを研究するこンやそれ以後に引き続くスキャンにより調べられます。 反応速度の定性的評価はスキャン速度を変えて得られます。
簡便性と迅速性のおかげで CV は酸化還元系を調べる最初の手段としてしばしば使われ、反応速度とメカニズムの定性的な解析手段として非常に強力なテクニックとされています。 しかし、遅い電子移動効果と化学反応性を切り離すべき方法がないので、CV と LSV は、一般に均一系と不均一系の反応速度の定量的な測定には不向きです。
これらの測定には、他のテクニック（例えば、クロノクーロメトリー ）の方が一般により適しています。
とはいえ、他のテクニックが使われる前に、酸化還元電位を知る必要があり、これは CV によって最も便利に調べることができます。
CV と LSV に現われるバックグラウンド（容量性）電流が定量分析手段としての有用性に制限を与えます。一方、LSV はストリッピングボルタンメトリーによる微量金属の検出に際しては有効な手法にな
ります。

31

4 章 . セットアップメニュー

サイクリックボルタンメトリーのパラメータ
サイクリックボルタンメトリーの表示は以下の通り :実験パラメータ、範囲、詳細は次の通り
パラメータ
初期電位 (V)
高電位 (V)
低電位 (V)
初期スキャン極性
スキャン速度 (V/s)
スィープセグメント
サンプル間隔 (V)
静止時間 (sec)感度 (A/V)
スキャンサイクル終了

範囲-5 〜 +5-5 〜 +5-5 〜 +5
Positive または Negative
1 × 10-6 〜 10

内容

初期電位
ポテンシャルスキャン高電位リミット
ポテンシャルスキャン低電位リミット
初期スキャンの方向
ポテンシャルのスキャン速度
半サイクルは 1 セグメント、スィープセ
1 〜 1,000,000
グメント
1 × 10-3 〜 0.064
データサンプリング間隔
0 〜 100,000
ポテンシャルスキャン前の静止時間
1 × 10-10 〜 0.01
感度スケール
チェックまたは未チェック スキャンサイクル終了

電極 2
電位 (V)
感度 (A/V)
Off
Constant E
スキャン-5 〜 +5
1 × 10-10 〜 0.01
選択 / 未選択
選択 / 未選択
選択 / 未選択

差分スキャン

選択 / 未選択32

初期電位
感度スケール
第二電極 off

第二電極を低電位にホールド
第一、ニチャンネルともスキャン
第一チャンネルとの一定電位差を保持しながら、第二チャンネルをスキャン

4 章 . セットアップメニュー

注
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

ポテンシャル範囲± 5V です。
高電位、低電位は少なくとも 0.01 V 離して下さい。
間違えた高電位、低電位が入力した場合、システムは自動的にそれらの値を再調整します。
初期電位、高電位、低電位に依存して、システムは自動的に初期スキャン方向を再調整します。
スィープセグメント数が大きくなると、データサンプリング間隔は自動的に 0.02V まで増加します。スキャン速度が 0.5V/s 以上の場合、スィープセグメント数はメモリサイズにより制限されます。最大 64K データポイントとなります。スキャン速度が低い場合、指定のスィープセグ
メントは実行されますが、セグメントの限界数だけが保存されます。スィープセグメントを大きくすると、電極の前処理に有効です。
第二電極がオンの時、第二電極電位測定中第一電極電位と同一です。電位は独立していません。
スキャンサイクル終了は初期電位が高電位、低電位と異なる場合と、スィープセグメントが 3、5、7、9（奇数）のみ働きます。スキャンサイクル終了が働く時、最後のセグメントは高電位、低電位の代わりに初期電位で停止します。

33

4 章 . セットアップメニュー

リニアースィープボルタンメトリーパラメータ
リニアースィープボルタンメトリーパラメータダイアログボックスを示します。:

実験パラメータ、範囲、詳細は次の通り :パラメータ
初期電位 (V)最終電位 (V)
スキャン速度 (V/s)
サンプル間隔 (V)
静止時間 (sec)感度 (A/V)範囲-5 〜 +5-5 〜 +5
1 × 10-6 〜 10
1 × 10-3 〜 0.064
0 〜 100,000
1 × 1010 〜 0.01

電極 2
電位 (V)
感度 (A/V)Off
スキャン-5 〜 +5
1 × 10-10 〜 0.01
選択 / 未選択
選択 / 未選択

注:
1.
2.
3.
4.

内容

初期電位
最終電位
ポテンシャルスキャン速度
データサンプリング間隔
ポテンシャルスキャンする前の静止時間
感度スケール
初期電位
感度スケール
第二電極 off

第一、ニチャンネルともスキャン

電位範囲は± 5V です。
初期電位と最終電位は少なくとも 0.01 V 離して下さい。
ポテンシャルの増加分は 1 mV です。
第二電極がオンの時、第二電極電位測定中第一電極電位と同一です。電位は独立していません。

34

4 章 . セットアップメニュー

ポテンシャルステップテクニック（CA, CC, STEP）
これらのテクニックでは、ポテンシャルをある値から第２の値に変化させ電流（クロノアンペロメトリー）または電荷（クロノクーロメトリー）応答を時間の関数としてモニターします（電荷は電流の積分であることに注意）。ある時間τの間第２の電位に保持した後、ポテンシャルを（しばしば元のポテンシャル値である）第３の値に変化させます。それゆえに、
ポテンシャルステップ実験はシングルステッ
プ、またはダブルステップとなります。
一般変数 はクロノアンペロメトリーとクロノクーロメトリーでわずかに異なります。クロノアンペ
ロメトリーの場合、初期電位（初期 E）と高電位、低電位が必要となります。 ポテンシャルを初期電位から低電位 または高電位 に変化させます（これは初期Ｐ / Ｎ変数によって決まります）。時間 τ（パルス幅）経過後に、ポテンシャルは反対の方向（低電位から高電位または高電位から低電位）に変化させ、
τ時間この値の電位に保持します（図 4-4 参照）。クロノクーロメトリーの場合、ポテンシャルは初期電位（初期 E）と最終電位（最終 E）となります（図 4-5 参照）。

図 4-4 クロノアンペロメトリーのポテンシャル波形

図 4-5 クロノクーロメトリーのポテンシャル波形

電流 / 電荷応答は初期電位と最終電位値に依存します。もしファラディー反応がどちらの電位でも起こらないなら（ファラディー反応とは溶液での分子の電気分解です）、応答は電極の充電による電流となります（充電即ち容量性電流またはバックグラウンド電流）。その応答は電流スパイクで指数関数的に減少します。
しばしば、初期電位は ファラディー反応が起こらない電位にし、最終電位はファラディー反応が迅速に起こる電位にします。即ち、電気化学活性な分子は作用電極の表面に到着するとすぐに 電気分解されます。 電流の大きさはバルク溶液から作用電極表面への物質移動速度により決まります。即ち、拡散速度です。 拡散支配による電流は下記の Cottrell 式によって与えられます。

i=nFAD1/2C
π 1/2t1/2

ここで
i = 電流（A）
ｎ = 電子移動数 / 分子当たり、 Ｆ = ファラディー定数（96,500C/mole）
Ａ = 電極面積（cm2）、C = 濃度（mol / cm3）、

Ｄ = 拡散係数（cm2 / ｓ）
ｔ = 時間（s）
35

4 章 . セットアップメニュー

拡散支配によるファラディー電流は t -1/2 で減衰します（典型的なクロノアンペログラム、図 4-6 参照）。
拡散支配による電荷（ Q diff ）の同様な式は上式の積分となります。（即ち、Ｑはｔ 1/2 に比例）そして典型的なクロノクーログラムを図 4-7 に示します。

図 4-6.CA クロノアンペログラム（電流 - 時間応答）

図 4-7.CC のクロノクーログラム（電荷 - 時間応答）

CA と CC 測定法は直線プロットの勾配を用いてｎ、Ｃ、Ａ、Ｄの内の１つを決めるために使われます。
但し、4 つのパラメータの内 3 つは既知でなければなりません。 しかし、他のテクニック（例えば、後述のパルステクニック）の方が検出下限は低く、そのため CA と CC は濃度測定には一般に使われません。
ＡとＤはしばしばこれらのテクニックを使って測定されています。
ｉとｔ -1/2 または Q と t1/2 の間の関係は電流（または電荷）が拡散によって厳密にコントロールされる時間間隔を調べるために使用されます。図 4-8 は時間に対する i/t-1/2 のプロットです。 短時間における理論値からのズレはステップポテンシャルで作用電極を充電するのに必要な時間の長さによります。 長
時間における理論値からのズレは自然対流によるものです。

図 4-8. 電気化学システムの平面拡散条件における時間ウイ
ンドウを模式的にあらわすｉ / ｔ -1/2（CA）プロット

CA と CC 測定法は絶対濃度測定には使用しませんが、電解された分子の均一系化学反応による濃度変化を測定するために使用されます（3,4）。 これはダブルステップテクニックを使い、フォワードとバッ
クワード電流（電荷）の比を測定することにより行なわれます。 もしフォワードステップで電解後に生成物が化学反応を起こすならば、これらの生成物分子は逆ステップで電解用に供給されにくくなります。
それ故、化学反応が速くなればなるほど 、逆ステップでの電流 / 電荷は小さくなります。化学反応速度は異なったパルス幅による電流（または電荷）比を測ることにより算出されます。
もし電子移動が迅速に起こらない値を最終電位にするならば、電流（または電荷）応答は拡散速度と同様不均一電子移動速度によって影響されるでしょう。従って 電子移動速度は CA と CC によって測定されます（5）。
36

4 章 . セットアップメニュー

CC は CA に比べて幾つかの利点があります。 シグナルは時間と共に増加します。応答の後半部分ははじめに集中する充電電流により歪められないので、良い S/N 比が得られます。加えて、電荷が実験中に加算されるので、初期応答からのインフォメーションも保持されます。
初期情報を保持することができる点を利用する別の CC の応用は作用電極の表面に吸着した種の検出です 。このような種はポテンシャルが変化するやいなや、非常に速く電解されます。 クロノクーロメト
リーの間に測定される総電荷は

Q=Qdiff + Qdl + Qads
Qdl は作用電極の充電による電荷量、Qads は吸着種の電解による電荷量で吸着物質の表面濃度に比例します。 ３つの成分のうち、Qdiff だけ が時間に依存します。従って、Anson プロットの切片は Qdl + Qads になります。Qads を算出する１つの方法はバックグラウンド溶液で CC 実験を行なうことにより Qdl を測定し差を求めることです。
しかし、これは電気化学活性な種の有無に関わらず Q dl は同じであると仮定しています；これは必ずしも真実でありません。一層正確な方法はダブルステップ CC を使うことです。Qdl はフォワード / リバースの Anson プロット（図 4-9）の切片の差を計算することにより除去できるからです。

図 4-9. フォワード / リバースの Anson プロット37

4 章 . セットアップメニュー

クロノアンペロメトリーパラメータ
クロノアンペロメトリーパラメータのダイアログボックスを示します。:

実験パラメータ、範囲、詳細は次の通り :パラメータ
初期電位 (V)
高電位 (V)
低電位 (V)
初期スキャン極性
ステップ数
パルス幅 (sec)
サンプル間隔 (s)静止時間 (sec)感度 (A/V)
第二電極
電位
感度 (A/V)
On
ステップ

範囲
-5 〜 +5-5 〜 +5-5 〜 +5
Positive または Negative
1 〜 320
1 × 10-3 〜 1,000
1 × 10-4 〜 5
0 〜 100,000
1 × 10-10 〜 0.01

内容

初期電位
ポテンシャルスキャン高電位リミット
ポテンシャルスキャン低電位リミット
初期ステップの方向
ポテンシャルステップ数
ポテンシャルパルス幅
サンプリング間隔
ポテンシャルステップ開始前の静止時間
感度スケール-5 〜 +5
第二作用電極電位10
1 × 10 〜 0.01
第二電極の感度スケール
チェックまたは未チェック 第二作用電極のオン、オフコントロール
チェックまたは未チェック 第二作用電極のステップ

38

4 章 . セットアップメニュー

注:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

電位範囲は± 5V です。
高電位と低電位は少なくとも 0.01 V 離して下さい。
理由のない高電位、低電位が入力された場合、システムは自動的にそれらの値を再調整します。
初期電位、高電位、低電位値に依存するので、システムは自動的に初期ステップ方向を再調整します。
短いサンプル間隔はデータ密度を上げますが、S/N 比は減少します。初期のトランジェン
トデータが重要な場合短いサンプル間隔が薦められます。目的のデータが後半部分であれば、長いサンプル間隔が薦められます。しかし、サンプリング速度が許可されない場合、ステップ当り最小 100 ポイントは必要です。サンプル間隔が 2 ミリ秒より短い場合、最大 64K データポイントとなります。サンプル間隔は自動的に最適範囲のデータポイントに調整されます。
サンプル間隔が 0.002 Sec より長い場合、データは実験間に転送できます。最大 64 K のデー
タポイントは各ステップで許容されます。サンプル間隔は自動的に最適範囲のデータポ
イントに調整されます。
第二電極がオンの時、第二電極電位測定中第一電極電位と同一です。電位は独立してい
ません。

39

4 章 . セットアップメニュー

クロノクーロメトリーパラメータ
クロノクーロメトリーパラメータダイアログボックスを示します。:

実験パラメータ、範囲、詳細は次の通り :パラメータ
初期電位 (V)最終電位 (V)
ステップ数
パルス幅 (sec)
サンプル間隔 (s)静止時間 (sec)感度 (A/V)範囲-5 〜 +5-5 〜 +5
1 〜 320
1 × 10-3 〜 1,000
1 × 10-4 〜 5
0 〜 100,000
1 × 10-10 〜 0.01C/V

40

内容
初期電位
最終電位
ポテンシャルステップ数
ポテンシャルパルス幅
サンプリング間隔
ポテンシャルステップ開始前の静止時間
感度スケール

4 章 . セットアップメニュー

注:
1.
2.
3.

4.

5.

電位範囲は± 5V です。
初期電位と最終電位は少なくとも 0.01 V 離して下さい。
チャージは電流の積分により求められます。アンプのオフセットにより、ゼロ電流のチャージ
ドリフトを観察できることがあります。この問題を修正する最良の方法はデータ処理メニューのバックグラウンド減算を行うことです。セルを実際の実験のように接続します。次に作用電極のリード線を外します。測定を行い、バックグラウンドデータとして保存します。 作用電極を接続し、測定を行います。修正データを得るためにバックグラウンド減算を行います。感度
スケールを変更した場合、バックグラウンド測定を再度行って下さい。
サンプル間隔が 0.002 Sec より長い場合、データは実験間に転送できます。最大 64 K のデータ
ポイントは各ステップで許容されます。サンプル間隔は自動的に最適範囲のデータポイントに調整されます。
測定中、オーバーフロー警告が表れるかもしれません。これはポテンシャルステップ後すぐに電流トランジェントによるものです。Anson プロット (Q-t1/2 plot) のインターセプト ( 二重層のキャパシタンスと吸着の情報を与える ) に興味がない場合、その警告を心配する必要はありません。しかし、データの歪みを視覚化する場合、感度スケールを低下させなければなりません。

41

4 章 . セットアップメニュー

パルステクニックリニアースイープテクニックの不利な点の１つはバッククラウンド（容量性電流）電流の存在です。
そのためこれらのテクニックを濃度の定量に使うことは、得策ではありまません。 検出限界はこのバッ
クグラウンド電流によって影響されます。
すべてのパルステクニックの基礎はポテンシャルステップ後のバックグラウンド電流とファラディー
電流の減衰速度に差があることです。 バックグラウンド電流は指数関数的に減衰し、一方、ファラディー
電流は 1/（time）1/2 の関数として減衰します。即ち、バックグラウンド電流の減衰速度はファラディー
電流の減衰よりかなり速いのです。 バックグラウンド電流はポテンシャルステップ後、5RuCdl 時において無視できます（RuCdl は電気化学セルの時定数で μs 〜 ms 範囲になります）。それゆえ、この時間後は、測定電流はファラディー電流だけになります。
パルステクニックの重要な変数は次の通りです。
a. パルス振幅はポテンシャルパルスの高さで、mV 表示です。
b. パルス幅はポテンシャルパルスの継続時間で、msec 表示です。
c. サンプル幅は電流が測定されるパルスの経過時間（msec）です。少なくともパルス幅より 3msec 短く
なければなりません（3msec は容量性電流がゼロに減衰するために必要）。電流は msec 当たり 16 回サン
プリングされ平均されます。サンプル時間のデフォルト値は 17msec です。つまり、これは商用電源 (60Hz)の 1 サイクルの時間です（従ってラインノイズは平均化してゼロになります）。
d. パルス間隔 / 滴下時間ーこれは１ポテンシャルサイクル（msec）に必要とされる時間であり、少なく
ともパルス幅の二倍でなければなりません。パルス間隔がボルタンメトリー実験に使われ、滴下時間はポーラログラフィー実験、ー ポテンシャルパルス、電流サンプリングと水銀滴の滴下は相互連関しています。
ポテンシャルパルス波形とサンプリング時間数が異なった 3 つのパルステクニックを紹介します。
バックグラウンド電流を除去できることが向上した感度と低い検出下限とあいまって（リニアースイー
プテクニックと比較して）これらの方法を濃度の定量の理想的なテクニックにしています。

階段波ボルタンメトリー (SCV)
直流ポーラログラフィー実験の改良版で、水銀滴の表面積の変化の効果を減少するように設計されています。ポテンシャル波形を図 4-10 に示します。
ポテンシャルは一定のステップで変化します（滴下時間サイクルと完全に同期させます）。電流は各々の滴下の終了時にサンプリングされます。滴下時間とステップのサイズを種々の値に設定できます。 このポテンシャル波形は時には階段波形とも言います。

図 4-10.SCP のポテンシャル波形
42

4 章 . セットアップメニュー

電流応答は図 10-11 に示します。限界電流（id）は llkovic 式によって与えられます。

図 4-11.SCV の典型的な電流応答

id = 708nD1/2Cm2/3 τ 1/6
ｎ = 電子移動数 / モル
Ｄ = 拡散係数 ( cm2/s)
Ｃ = 濃度 (mol/cm3 )ｍ = 水銀流速 (mg/s)
τ = サンプリング間隔

SCV の感度と検出限界は直流ポーラログラフィー（5μA /mM,10-5 Ｍ）に類似しています。直流ポーラロに対する SCP の主要な利点はスムージングされた電流出力で、そのため半波電位と限界電流の測定が容易になります。
これは本質的にはポーラログラフィーテクニックですが、低スキャン速度ボルタンメトリーテクニッ
クとして使えます。この改良版は階段状ボルタンメトリーと呼ばれます。

43

4 章 . セットアップメニュー

ノーマルパルスボルタンメトリー (NPV)
これらパルステクニックのポテンシャル波形は図 4-12 に示します。これはパルス間での初期値に戻る電位と振幅が増加する一連のパルスから構成されます。もし初期電位が酸化還元電位より十分正であるなら、小さい振幅パルスの印加ではファラディー反応を起せず、電流応答がありません。パル
スポテンシャルが酸化還元電位付近にくるくらい、パルス振幅が十分に大きい時、パルスに対応したファラディー 反応（適度に速い電子移動速度を仮定して）が起きます。そしてこのファラディー電流の大きさは拡散速度と電子移動速度の両方に依存します。パルスポテンシャルが酸化還元電位より十分
図 4-12.NPV / Ｐのポテンシャル波形
負になり電子移動が速く起こるとき、ファラディー電流は拡散速度だけに依存するようになります。 即ち、限界電流に達します。この電流応答を図 4-13 に示します。
シグモイド波形は古典的なポーラログラフィー実験で得られる波形曲線に類似しています。この方法に対してノーマルパルス法と呼ぶのはそのためです。NPV の限界電流は SCV より大きく、より高感度なテクニック（30 μ A/mM）であり、低い検出下限（10-6 M）が得られます。

図 4-13.NPV / Ｐの典型的な電流応答

NPV では、初期電位はファラディー反応が起こらない値に設定します。

微分パルスボルタンメトリー (DPV)DPV テクニックは先の 2 つのテクニックと異なり、電流は各パルス間隔で二度サンプリングされます。ポテンシャル
波形は図 4-14 に示します。パルス振幅は一定であり、ベー
スポテンシャルが小さなステップで増加します。即ち、階段状波形に小さい振幅パルスを重畳しています。
電流はパルス前（i1）とパルスの終了時（i2）でサンプリ
ングされます。差（i2-i1）がベースポテンシャルの関数として記録されます。還元を例にしますと、レドレックスポテン
シャルより十分正の電位では電極反応は起こらず、電流差はゼロです。レドックスポテンシャル近傍では電流差は最大に達し、拡散律速になると再び電流差はゼロに減少します。ピー44

図 4-14.DPV のポテンシャル波形

4 章 . セットアップメニュー

ク形状の出力が得られます（図 4-15 参照）。DPV の感度は NPV と SCV の中間です（20μA /mM）。しかし DPV の検出下限はバックグラウンド（容量性）は 10-7M 以下になります。

図 4-15DPV の典型的な電流応答454 章 . セットアップメニュー

階段波ボルタンメトリーパラメータ
階段波ボルタンメトリーパラメータのダイアログボックスを示します。

実験パラメータ、範囲、詳細は次の通り :パラメータ
初期電位 (V)最終電位 (V)
電位増加分 (V)セグメント
サンプリング幅 (sec)
ステップ期間 (sec)
静止時間 (sec)感度 (A/V)
第二電極
電位
感度 (A/V)
On
ステップ
注:
1.
2.
3.
4.

範囲
-5 〜 +5-5 〜 +5
1 × 10-3 〜 0.05
1 〜 10,000
1 × 10-4 〜 50
0.001 〜 50
0 〜 100,000
1 × 10-10 〜 0.01

内容

初期電位
最終電位
各ステップの増加分電位
スキャンセグメントの数
各ポイントのデータサンプリング幅
ポテンシャルステップ期間または滴下時間
ポテンシャルスキャン開始前の静止時間
感度スケール-5 〜 +5
第二作用電極電位
1 × 1010 〜 0.01
第二電極の感度スケール
チェックまたは未チェック 第二作用電極のオン、オフコントロール
チェックまたは未チェック 第二作用電極のステップ

電位範囲は± 5V です。
初期電位と最終電位は少なくとも 0.01 V 離して下さい。。
サンプリング幅はステップ期間の 1/2 以下です、さもなければシステムは自動的にサン
プリング幅を再調整します。
データサンプリングは各ステップの終了時に行います。

46

4 章 . セットアップメニュー

微分パルスボルタンメトリーパラメータ
微分パルスボルタンメトリーパラメータダイアログボックスを示します。

実験パラメータ、範囲、詳細は次の通り :パラメータ
初期電位 (V)最終電位 (V)
電位増加分 (V)
振幅 (V)
パルス幅 (sec)
サンプリング幅 (sec)
パルス期間 (sec)
静止時間 (sec)感度 (A/V)
第二電極
電位
感度
オン
スキャン
注:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

範囲
-5 〜 +5-5 〜 +5± 0.001 〜 ± 0.05
0.001 〜 0.5
2 × 10-4 〜 10
1 × 10-4 〜 5
0.001 〜 100
0 〜 100,000
1 × 10-10 〜 0.01

内容

初期電位
最終電位
各ポイントの電位増加分
ポテンシャルパルス振幅
ポテンシャルパルス幅
データサンプリング幅
ポテンシャルパルス期間または滴下時間
ポテンシャルスキャン開始絵の静止時間
感度スケール-5 〜 +5
初期電位-10
1 × 10 〜 0.01
感度スケール
チェックまたは未チャック 第二作用電極のオン／オフ制御
チェックまたは未チャック 第二作用電極のスキャン

電圧範囲は± 5V です。
初期電位と最終電位は少なくとも 0.01 V 離して下さい。
パルス幅はパルス期間の 1/2 以下にします。さもなければ、システムは自動的にパルス幅を再調整します。
サンプリング幅はパルス幅の 1/2 以下にします。さもなければ、システムは自動的にサンプリ
ング幅を再調整します。
パルス方向が電位スキャン方向と異なった場合、振幅がマイナスになります。

第二電極スキャンがオンの時、第二電極の電位は測定中の第一電極の電位と同一になります。電位は独立していません。
47

4 章 . セットアップメニュー

ノーマルパルスボルタンメトリーパラメータ
ノーマルパルスボルタンメトリーダイアログボックスを示します。:

実験パラメータ、範囲、詳細は次の通り :パラメータ
初期電位 (V)最終電位 (V)
電位増加分 (V)
パルス幅 (sec)
サンプリング幅 (sec)
パルス期間 (sec)
静止時間 (sec)感度 (A/V)
第二電極
電位
感度
オン
スキャン

注:
1.
2.
3.
4.

5.

範囲
-5 〜 +5-5 〜 +50.001 〜 0.05
0.0002 〜 10
2 × 10-4 〜 5
0.001 〜 50
0 〜 100,000
1 × 10-10 〜 0.01

内容
初期電位
最終電位
各ポイントの電位増加分
ポテンシャルパルス幅
データサンプリング幅
ポテンシャルパルス期間または滴下時間
ポテンシャルスキャン開始絵の静止時間
感度スケール-5 〜 +5
初期電位-10
1 × 10 〜 0.01
感度スケール
チェックまたは未チャック 第二作用電極のオン／オフ制御
チェックまたは未チャック 第二作用電極のスキャン

電位範囲は± 5V です。
初期電位と最終電位は少なくとも 0.01 V 離して下さい。
パルス幅はパルス期間の 1/2 以下にします。さもなければ、システムは自動的にパルス幅を再調整します。
サンプリング幅はパルス幅の 1/2 以下にします。さもなければ、システムは自動的にサンプリ
ング幅を再調整します。

第二電極スキャンがオンの時、第二電極の電位は測定中の第一電極の電位と同一になります。電位は独立していません。

48

4 章 . セットアップメニュー

微分ノーマルパルスボルタンメトリーパラメータ
システムは微分ノーマルパルスボルタンメトリーパラメータを表示します：

実験パラメータ、範囲、詳細は次の通り :
パラメータ
範囲
内容
初期電位 (V)-5 〜 +5
初期電位
最終電位 (V)-5 〜 +5
最終電位
電位増加分 (V)0.001 〜 0.02
各ポイントの電位増加分
振幅 (V)
0.001 〜 0.5
ポテンシャルパルス振幅
1 次 パルス幅 (sec)
0.0002 〜 10
第一次パルス幅2 次 パルス幅 (sec)
0.0002 〜 10
第ニ次パルス幅
サンプリング幅 (sec)
0.0001 〜 5
データサンプリング幅
パルス期間 (sec)0.001 〜 100
ポテンシャルパルス期間または滴下時間
静止時間
0 〜 100,000
ポテンシャルスキャン開始絵の静止時間
感度 (A/V)
1 × 10-10 〜 0.01
感度スケール
第二電極
電位 (V)-5 〜 +5
第二作用電極電位-10
感度 (A/V)
1 × 10 〜 0.01
第二作用電極感度スケール
オン
チェックまたは未チャック 第二作用電極オン／オフ制御
スキャン
チェックまたは未チャック 第二作用電極スキャン49

4 章 . セットアップメニュー

注:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

電圧範囲は± 5V です。
初期電位と最終電位は少なくとも 0.01 V 離して下さい。
微分ノーマルパルスボルタンメトリーの場合、第一次ステップのパルスは電気化学反応が起こらない、通常初期電位に保持します。第二次ステップがサイクル毎に増加されます。電流サン
プルは期間の後半部分で行われます。三度目の電位が第二ステップのように増加されますが、一定強度 ( 振幅 ) による第二ポテンシャルよりさらにプラス ( プラススキャンの場合 ) またはマイナス ( マイナススキャンの場合 ) になります。第二サンプルは期間の後半部分で行われます。
2 つの電流サンプルの差は第二ポテンシャル関数として報告されます。
パルス幅はパルス期間の 1/2 以下にします。さもなければ、システムは自動的にパルス幅を再調整します。
サンプリング幅はパルス幅の 1/2 以下にします。さもなければ、システムは自動的にサンプリ
ング幅を再調整します。

第二電極スキャンがオンの時、第二電極の電位は測定中の第一電極の電位と同一になります。電位は独立していません。

50

4 章 . セットアップメニュー

矩形波テクニック (OSWV)
矩形波テクニックはパルステクニックと交流ボ
ルタンメトリーテクニック両方に関係の深い方法です。それらは DPV/P に類似して、ピーク波形の電流応答曲線を与え、バックグラウンド容量性電流を効果的に除去します。主要な利点は高感度と迅速性です。
この波形を図 4-16 に示します。
OSWV のポテンシャル波形は階段波形に矩形波を重畳したものになります。 それは方向が交互に変わる一連のパルス（それ故、パルスと交流テクニッ
ク両方に関係している）と見なすことができます。
図 4-16.OSVW のポテンシャル波形
電流は各パルスの終了点（或いは半サイクル毎に）でサンプリングされます。 デフォルト電流出力は差電流として与えられますが（図 10-18）、フォワード
電流（i f）とリバース電流（i r）も同じく個別に求められます（図 10-19）。可逆系の場合、リバース電流も大きくなるので、差電流はフォワード電流或いはリバース電流のどちらよりも大きくなります。これが DPV と較べて OSWV が高感度である１つの理由です。リバース電流の大きさは電子移動の可逆性を調べるのに使われます。

図 4-17OSWV の差電流応答

図 4-18.OSWV のフォワード電流とリバース電流応答

OSWV の他の利点は DPV/P に比較してそのスピードにあります。5,000V/s までのスキャン速度が利用できますが、典型的には 100mV/s 〜数 V/s のスキャン速度が使われます。（OSWV のスキャン速度は矩形波周波数に依存する）。これは DPV（10 〜 20mV/s）のスキャン速度より格段に速くなります。 更に、DPV と較べて感度は不可逆過程でさえスキャン速度の増加と伴に向上します。
OSWV の高感度と高スピードは溶液中の電気化学活性種の定量分析法としての汎用性を増しました。 検
出下限はセクション 10.6 で論じられるストリッピング法を使うことにより更に下げられます。

51

4 章 . セットアップメニュー

矩形波ボルタンメトリーパラメータ
矩形波ボルタンメトリーパラメータのダイアログボックスを示す。:

実験パラメータ、範囲、詳細は次の通り :パラメータ
初期電位 (V)最終電位 (V)
電位増加分 (V)
振幅 (V)
周波数 (Hz)
静止時間 (sec)感度 (A/V)
第二電極
電位 (V)
感度 (A/V)
オン
スキャン

範囲
-5 〜 +5-5 〜 +50.001 〜 0.04
0.001 〜 0.5
1 〜 5,000
0 〜 100,000
1 × 10-9 〜 0.01

内容
初期電位
最終電位
各ポイントの電位増加分
矩形波振幅
矩形波周波数
ポテンシャルスキャン開始前の静止時間
感度スケール-5 〜 +5
第二作用電極電位
1 × 10-9 〜 0.01
第二作用電極感度スケール
チェックまたは未チャック 第二作用電極オン／オフ制御
チェックまたは未チャック 第二作用電極スキャン

振幅は電位増加分（階段ポテンシャル波形のポテンシャルステップの高さ）より大きくなければなりま
せん。スキャン速度（mV/s）は周波数と電位増加分の積です。

注:
1.
2.
3.
4.

電位範囲は± 5V です。
初期電位と最終電位は少なくとも 0.01 V 離して下さい。
測定中 2 つの電流スケールが表示されるとき、フルスケールの 1/100 と 1/10 となります。3 つの電流スケールが表示される時、フルスケールの 1/100 と 1/10、1/1 となります。
フォワード、リバースと電流の差は記録されます。データ表示を設定するためにグラフィック
スメニューのグラフオプションコマンドを使用します。

52

4 章 . セットアップメニュー

AC. テクニック（ACV、SHACV）
正弦波の交流テクニックは本質的に２つに分類されます。交流インピーダンス法では、直流ポテンシャ
ル ( 典型的にはレドックスポテンシャルに ) は一定に保ち、小さい振幅の交流電位（ある範囲の可変周波数）が印加されます。
交流ボルタンメトリー法は交流インピーダンス
法のバリエーションの１つです。周波数を一定にして、直流ポテンシャルをゆっくりと変化します（図4-19）。作用電極の表面において酸化あるいは還元さ

図 4-19.ACV と SHACV のポテンシャルの励起波形
れた種の濃度を変えるために直流ポテンシャルが使われます。そしてこれらの濃度に摂動を与えるために交流ポテンシャルが重畳されます。交流ポテンシャ
ルの効果は redox ポテンシャルにおいて最も大きくなります。従って、ACV における交流電流応答はピーク波形の曲
線になります（図 10-20）。

交流電流応答は電子移動速度に依存しますので、交流ボルタンメトリーは基
本的に電極過程の反応速度を調べるために使われます。これらのテクニック
は同じく電極反応生成種の継続して起こる均一系の化学反応を調べるるために使われます。しかし他のテクニック
図 4-20.SHACV の典型的な電流応答は（例えば、サイクリックボルタンメト
リー、クロノクーロメトリー）この方法より優れています。
界面領域の等価的容量により、印加された交流ポテンシャルと交流電流応答間に位相差が生じます。
異なった位相角で交流電流を測定するのがしばしば有用です。
理想的な可逆系の位相角 45 ゜に対して凝可逆系（遅い電子移動の系）では、45 ゜より大きくなります。
可逆性は実験のタイムスケールに依存しますので、交流周波数の増加はしばしば可逆系から凝可逆系への変化を生じさせます。（周波数）1/2 に対する位相角のコタンジェントのプロットは電子移動速度を算出するために使用されます。
可逆系のピーク電流 ip は次の式によって得られます。

ip=n2F2 ω DC △Ｅ
4RT

ｎ = 電子移動数
Ｆ = ファラディー定数（96500 Ｃ /eq）
Ａ = 電極表面積（cm2）
ω＝ 2 π x（交流周波数）
Ｄ = 拡散係数（cm2/s）
Ｃ = 濃度（mol/cm3）△Ｅ = 交流ポテンシャルの振幅53

4 章 . セットアップメニュー

系が可逆系から凝可逆系（そして更に不可逆系）へと変化するにつれて、i p は大幅に減少し、もはやω 1/2 に比例しません。（かつて不可逆過程は交流テクニックによって検出されないと言われていましたが、実際はそうではなく、ただそのような系ではピーク電流が小さくなります。）
交流ポテンシャルに対する交流電流応答は直線関係にありません。即ち、それは基本波とその高調波の和になります。セコンドハーモニック（第二高調波 SHACV/P）の周波数応答がしばしば使われます。
このテクニックによって得られる情報は ACV/ Ｐや PSACV/ Ｐと同じです。加えるに、容量性電流の除去はより効果的であり、タイムスケールは短くなります。SHACV は電気分解された時、迅速に反応す
る種の酸化還元電位測定に使用されてきました。（サイクリックボルタンメトリー等に比べて SHACV のタイムスケールが短いので、電荷移動後に起こる化学反応の影響が軽減されます。）図 4-21 に SHACVの典型例を示します。

図 4-21SHACV の典型的な電流応答544 章 . セットアップメニュー

交流ボルタンメトリーパラメータ
交流ボルタンメトリーパラメータのダイアログボックスを示めします。:

実験パラメータ、範囲、詳細は次の通り :パラメータ
初期電位 (V)最終電位 (V)
電位増加分 (V)
振幅 (V)
周波数 (Hz)
サンプル期間 (sec)
静止時間 (sec)感度 (A/V)
自動感度

注:
1.
2.
3.
4.
5.

範囲
内容
-5 〜 +5
初期電位-5 〜 +5
最終電位0.001 〜 0.05
各ポイントの電位増加分
0.001 〜 0.5
交流振幅
1 〜 2,000
交流周波数
1 〜 50
データサンプリング期間または滴下時間
0 〜 100,000
ポテンシャルスキャン開始前の静止時間
1 × 10-9 〜 0.01
感度スケール
チェックまたは未チェック 測定中の切替えの自動感度

電位範囲は± 5V です。
初期電位と最終電位は少なくとも 0.01 V 離して下さい。
周波数範囲に依存しますので、正確な周波数は求めることができません。近似値の周波数が適用されます。
周波数が 2 Hz または以下の場合、サンプル期間は少なくとも 2 秒にします。さもなければ、シ
ステムは自動的にサンプル期間を再調整します。
絶対電流、位相選択電流が入手できます。グラフィックメニューのグラフオプションコマンド
を用いてデータ表示オプションを選択できます。

55

4 章 . セットアップメニュー

第二高調波交流ボルタンメトリーパラメータ
第二高調波交流ボルタンメトリーパラメータダイアログボックスを示します。:

実験パラメータ、範囲、詳細は次の通り :パラメータ
初期電位 (V)最終電位 (V)
電位増加分 (V)
振幅 (V)
周波数 (Hz)
サンプル期間 (sec)
静止時間 (sec)感度 (A/V)
自動感度

注:
1.
1.
2.
3.
4.

範囲
内容
-5 〜 +5
初期電位-5 〜 +5
最終電位0.001 〜 0.05
各ポイントの電位増加分
0.001 〜 0.5
交流振幅
1 〜 2,000
交流周波数
1 〜 50
データサンプリング期間または滴下時間
0 〜 100,000
ポテンシャルスキャン開始前の静止時間-9
1 × 10 〜 0.01
感度スケール
チェックまたは未チェック 測定中の切替えの自動感度

電位範囲は± 5V です。
初期電位と最終電位は少なくとも 0.01 V 離して下さい。
周波数範囲に依存しますので、正確な周波数は求めることができません。近似値の周波数が適用されます。
周波数が 2 Hz または以下の場合、サンプル期間は少なくとも 2 秒にします。さもなければ、シ
ステムは自動的にサンプル期間を再調整します。
絶対電流、位相選択電流が入手できます。グラフィックメニューのグラフオプションコマンド
を用いてデータ表示オプションを選択できます。

56

4 章 . セットアップメニュー

アンペロメトリーテクニック (i-t)
これらはクロノアンペロメトリックテクニックです。即ち、電流は時間の関数として測定されます。
一般的に、このようなテクニックは電流滴定、アンペロメトリックセンサー、フローセル等に使われます。
利用できる 3 種類のテクニック間の差は使われるポテンシャル波形です。即ち、ポテンシャル波形は選択性を改善するために工夫されています。
最もシンプルなポテンシャル波形は固定電位です。これは TB の波形です。。TB の波形と典型的な電流応答をそれぞれ図 4-22 と 4-23 に示します。
図 4-22.TB のポテンシャル波形

図 4-23.TB の典型的な電流応答

アンペロメトリーポテンシャル波形の１つの変形は一定振幅の連続パルスを重畳します。（図 4-24）
これは微分パルス（DPA）テクニックです。電流はパルスの直前とパルスの終了直前にサンプリングされるので、バックグラウンド電流の効果的な消去を行なうことができます。差電流が表示されますので、この方法はポテンシャルウインドウをチェックすることができ、検出の選択性を向上するのに役立ちます。DPA の典型的な電流応答を図 4-25 に示します。

図 4-25.DPA の典型的な電流応答

図 4-24.DPA のポテンシャル波形

57

4 章 . セットアップメニュー

アンペロメトリー i-t 曲線パラメータ
アンペロメトリー i-t 曲線パラメータダイアログボックスを示します :実験パラメータ、範囲、詳細は次の通り :パラメータ
初期電位 (V)サンプル間隔 (sec)
測定時間 (sec)
静止時間 (sec)
測定間のスケール
感度 (A/V)
第二電極
電位 (V)
感度 (A/V)
E2 ON
I2 ON
注:
1.

2.

3.

範囲
-5 〜 +5
5 × 10-5 〜 10
0.01 〜 1 × 107
0 〜 100,000
1, 2, 3
1 × 10-9 〜 0.01

内容

初期電位
データサンプル間隔
トータルの測定時間
データ採取開始前の静止時間
電流表示スケール数
感度スケール-5 〜 +5
第二作用電極電位
1 × 10-9 〜 0.01
第二作用電極感度スケール
チェックまたは未チャック 第二作用電極オン／オフ制御
チェックまたは未チャック 第二作用電極電流測定オン／オフ

データサンプル間隔は計測時間により選択します。計測が長い場合、サンプル間隔を大きくし、長いサンプル間隔にするとシグナルの平均化が向上し、ノイズが低下します。サンプル間隔が0.002s 以上の場合、データは転送できず、リアルタイムに表示できません。64K データポイン
トのみ許可されます。
サンプル間隔が 0.002s 以上の場合、測定中、データが最大データポイントを超えた時、データ
保存間隔は自動的に二倍になります。そのためデータポイントは期待されない長い計測でもオーバーフローしません。
電流 1 が測定中表示される時、自動的にデータにフィットします。電流 2 が測定中表示される
時、フルスケールの 1/100、1/10 となります。電流 3 が測定中表示される時、フルスケールの
1/100、1/10、1/1 となります。

58

4 章 . セットアップメニュー

微分パルスアンペロメトリーパラメータ
微分パルスアンペロメトリーパラメータダイアログボックスを示します :実験パラメータ、範囲、詳細は次の通りです。
パラメータ
初期電位 (V)
クリーニング電位 (V)クリーニング時間 (sec)
パルス電位 1 (V)
パルス時間 1 (sec)
パルス電位 2 (V)
パルス時間 2 (sec)
サイクル数
静止時間 (sec)
測定間のスケール
感度 (A/V)
注:
1.
2.

3.

4.
5.

範囲
-5 〜 +5-5 〜 +5
0 〜 20-5 〜 +50.01 〜 20-5 〜 +50.01 〜 20
10 〜 100,000
0 〜 100,000
1, 2, 310-9 〜 0.01

内容
静止時間中の初期電位電極クリーニング電位
電極クリーニング時間
第一パルス電位
第一パルス時間
第二パルス電位
第二パルス時間
繰り返しサイクル数
データ採取開始前の静止時間
電流表示スケール数
感度スケール

電圧範囲は± 5V です。
測定順序はクリーニング、第一パルス、第二パルスからなります。この順序は総サイクル数に到着またはユーザーにより中止されるまで繰り返されます。クリーニングステップの間、デー
タサンプリングは行われません。クリーニング時間がゼロの場合、このステップは無視されます。
データは第一、第二パルス用にサンプリングされ、差が報告されます。
データはパルス 1 と 2 の後半の半期間でサンプリングされます。パルス幅が長くなりますと、
サンプル間隔も長くなります。長いサンプル間隔は良好な平均信号となり、ノイズが少なくなります。合計 128,000 データポイントが許可されます。
測定中、データが最大データポイントを超えた時、データ保存間隔は自動的に二倍になります。
そのためデータポイントは期待されない長い計測でもオーバーフローしません。
電流 1 が測定中表示される時、自動的にデータにフィットします。電流 2 が測定中表示される
時、フルスケールの 1/100、1/10 となります。電流 3 が測定中表示される時、フルスケールの
1/100、1/10、1/1 となります。
59

4 章 . セットアップメニュー

ダブル微分パルスアンペロメトリーパラメータダブル微分パルスアンペロメトリーダイアログボックスを示します

実験パラメータ、範囲、詳細は次の通りです。
パラメータ
First DPA:
クリーニング電位 1 (V)クリーニング時間 (sec)
パルス電位 1 (V)
パルス時間 1 (sec)
パルス電位 2 (V)
パルス時間 2 (sec)Second DPA:
クリーニング電位 2 (V)クリーニング時間 (sec)
パルス電位 3 (V)
パルス時間 3 (sec)
パルス電位 4 (V)
パルス時間 4 (sec)
初期電位 (V)
サイクル数
静止時間 (sec)
測定間のスケール
感度 (A/V)範囲

内容-5 〜 +5
0 〜 20-5 〜 +50.01 〜 20-5 〜 +50.01 〜 20

電極クリーニング電位
電極クリーニング時間
第一パルス電位
第一パルス時間
第二パルス電位
第二パルス時間-5 〜 +5
0 〜 20-5 〜 +50.01 〜 20-5 〜 +50.01 〜 20-5 〜 +5
10 〜 100,000
0 〜 100,000
1, 2, 3-910 〜 0.01

電極クリーニング電位
電極クリーニング時間
第一パルス電位
第一パルス時間
第二パルス電位
第二パルス時間
静止時間中の初期電位
繰り返しサイクル数
データ採取開始前の静止時間
電流表示スケール数
感度スケール60

4 章 . セットアップメニュー

注:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

電位範囲は± 5V です。
測定順序は first DPA クリーニング、第一パルス、第二パルス、次に second DPA クリーニング、
第一パルス、第二パルスからなります。この順序は総サイクル数に到着またはユーザーにより中止されるまで繰り返されます。クリーニングステップの間、データサンプリングは行われません。クリーニング時間がゼロの場合、このステップは無視されます。データは第一、第二パ
ルス用にサンプリングされ、差が報告されます。2 組のデータが得られます。
データはパルス 1 と 2 の後半の半期間でサンプリングされます。パルス幅が長くなりますと、
サンプル間隔も長くなります。長いサンプル間隔は良好な信号となり、ノイズが少なくなります。
各データ組として 64000 データポイントが許可されます。
測定中、データが最大データポイントを超えた時、データ保存間隔は自動的に二倍になります。
そのためデータポイントは期待されない長い計測でもオーバーフローしません。
電流 1 が測定中表示される時、自動的にデータにフィットします。電流 2 が測定中表示される
時、フルスケールの 1/100、1/10 となります。電流 3 が測定中表示される時、フルスケールの
1/100、1/10、1/1 となります。
1 次、2 次 DPA または両方のデータを表示させる場合、グラフィックメニューのグラフオプショ
ンコマンドを用いてデータ表示オプションを選択します。

61

4 章 . セットアップメニュー

トリプルパルスアンペロメトリー
単純なアンペロメトリーでは還元糖、第一級アミン、チオールの検出は高電位を必要としますので感度と選択性が低減します。トリプルパルスポテンシャル波形（TPA）は特にこれらの分子に適しています。
名前が示すように３つのポテンシャルパルスが遂次的に印加され、電流はそれぞれのパルスの終了時にサンプリングされます。（図 4-26）この波形は必要なサイクル数繰り返され、そして電流サンプルの１が時間の関数として提示されます。（図 4-27）（他の２つは後の処理のために保存されます。
）糖の検出の場合、パルス列は次の通り : １番目のパルスは電極表面をきれいにし、表面に酸化層を作ります。
第２のパルスは電極に目的の分子を吸着させるポテンシャルです。そしてこれらの分子の検出は３番目のパルスで行なわれます。これは特殊な例の場合ですから、TPA は多くの電気化学センサーの応用に使用することができる一般的な目的の波形と考えるべきでしょう。

図 4-26.TPA のポテンシャル波形

図 4-27.TPA の典型的な電流応答624 章 . セットアップメニュー

トリプルパルスアンペロメトリーパラメータ
トリプルパルスアンペロメトリーダイアログボックスを示します :実験パラメータ、範囲、詳細は次の通りです。:
パラメータ
電位 1 (V)
期間 1 (sec)範囲-5 〜 50 〜 20

内容
第一パルス電位
第一パルス期間電位 2 (V)
期間 2 (sec)-5 〜 50 〜 20

第ニパルス電位第ニパルス期間

電位 3 (V)
期間 3 (sec)
増加分電位 (V)-5 〜 50.01 〜 20
0 〜 0.2

第三パルス電位
第三パルス期間
増加分電位

初期電位 (V)-5 〜 5静止時間中の初期電位

最終電位 (V)
測定時間
静止時間 (sec)
測定間のスケール
感度 (A/V)-5 〜 510 〜 100,000
0 〜 100,000
1, 2, 310-9 〜 0.01

63

スキャンの最終電位
測定時間
データ採取開始前の静止時間
電流表示スケール数
感度スケール

4 章 . セットアップメニュー

注:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

電位範囲は± 5V です。
測定順序は first DPA クリーニング、第一パルス、第二パルス、次に second DPA クリーニング、
第一パルス、第二パルスからなります。この順序は総サイクル数に到着またはユーザーにより中止されるまで繰り返されます。クリーニングステップの間、データサンプリングは行われません。クリーニング時間がゼロの場合、このステップは無視されます。データは第一、第二パ
ルス用にサンプリングされ、差が報告されます。
2 組のデータが得られます。
増加分電位がゼロで無い場合、実験は E3 で開始し、最終電位で終了します。E3 と最終電位は少なくとも 0.01V 離して下さい。サイクル数は効果がありません。
静止時間の間、初期電位が使用されます。
データはパルス 3 の後半の半期間でサンプリングされます。パルス幅が長くなりますと、サン
プル間隔も長くなります。長いサンプル間隔は良好な信号となり、ノイズが少なくなります。
128,000 データポイントまで許可されます。
測定中、データが最大データポイントを超えた時、データ保存間隔は自動的に二倍になります。
そのためデータポイントは期待されない長い計測でもオーバーフローしません。
電流 1 が測定中表示される時、自動的にデータにフィットします。電流 2 が測定中表示される
時、フルスケールの 1/100、1/10 となります。電流 3 が測定中表示される時、フルスケールの
1/100、1/10、1/1 となります。

64

4 章 . セットアップメニュー

スィープ - ステップファンクションパラメータ
スィープ - ステップファンクションパラメータダイアログボックスを表示します。
スィープステップ機能は 6 つの電位スィープと 6 つの電流ステップが一緒に使用できます。
次の図は電位波形が時間関数として適用されることを示します。どのセグメントでもスキップできます。波形制御の柔軟性があります。電流は時間関数として記録されます。スィープセグ
メントの場合、電位関数として示されます。

図 4-28. SSF のポテンシャル波形

実験パラメータ、範囲、詳細は次の通り :パラメータ
順番 1, 3, 5, 7, 9, 11
スィープ :
初期電位 (V)最終電位 (V)
スキャン速度 (V/s)
順番 2, 4, 6, 8, 10, 12
ステップ
ステップ 電位 (V)ステップ時間 (s)初期電位 (V)
スィープサンプル間隔 (V)ステップサンプル間隔 (s)静止時間 (sec)感度 (A/V)範囲

内容-5 〜 +5
初期電位-5 〜 +5
最終電位-4
1 × 10 〜 50 ポテンシャルスキャン速度-5 〜 +5
ステップ電位
0 〜 10,000
ステップ機関-5 〜 +5
初期電位0.001 〜 0.05 スィープファンクションサンプル間隔
0.0001 〜 1
ステップファンクションサンプル間隔
0 〜 100,000 ポテンシャルスキャン開始前の静止時間
1 × 10-9 〜 0.01 感度スケール
65

4 章 . セットアップメニュー

注:
1.
2.
3.

5.
6.
7.

電位範囲は± 5V です。
スィープファンクションの場合、初期電位と最終電位の差が 0.01V 以下の場合、このセグメン
トは無視されます。
ステップファンクションの場合、ステップ時間が 0.001 秒以下か、ポイント数が 3 以下の場合、
このセグメントは無視されます。ステップ時間を増やすか、サンプル間隔を減少する必要になります。
スィープファンクションのスキャン速度が 0.5V/s 以下ならば、データはリアルタイムに転送され、表示されます。
ステップファンクションのサンプル間隔が 0.002 秒より大きい場合、データはリアルタイムに転送され、表示されます。
初期電位、最終電位、ステップ電位の電位差は 13.1 V 以下にして下さい。

66

4 章 . セットアップメニュー

マルチ - ポテンシャルステップパラメータ
マルチ - ポテンシャルステップパラメータダイアログボックスを表示します

マルチポテンシャルステップは 12 のポテンシャルステップが適用され、繰り返されます。
電流は時間関数として記録されます。次の図は電位波形が時間関数として適用されることを示します。

図 4-29. STEP のポテンシャル波形

実験パラメータ、範囲、詳細は次の通りです。:
パラメータ
ステップ順番 1 - 12:ステップ 電位 (V)ステップ時間 (s)初期電位 (V)
サイクル数
サンプル間隔 (s)静止時間 (sec)感度 (A/V)
注:
1.
2.
3.
4.
5.

範囲

内容

-5 〜 +5
0 〜 10,000-5 〜 +5
0 〜 10,000
0.0001 - 1
0 〜 100,000
1 × 10-9 〜 0.01

ステップ電位
ステップ期間
初期電位
サイクル数
サンプル間隔ポテンシャルスキャン開始前の静止時間
感度スケール

電位範囲は± 5V です。
ステップタイムが 0.01V 以下であるならば、このステップはは無視できます。
ステップタイムはサンプル間隔より短くなる場合、このステップは無視されます。
( ステップ時間 * サイクル / サンプル間隔 ) が 64K を超える場合、または実験後、データ転送する場合、サンプル間隔は自動的に増えます
サンプル間隔が 0.002 秒より大きい場合、データは転送され、リアルタイムに表示されます。
67

4 章 . セットアップメニュー

オーブンサーキットポテンシャル - 時間 パラメータ
オーブンサーキットポテンシャル - 時間 パラメータダイアログボックスを表示します。

実験パラメータ、範囲、詳細は次の通りです。:
パラメータ
測定時間 (sec)
サンプル間隔高電位リミット (V)
定電位リミット (V)
注:
1.
2.
3.

4.

範囲
0.1 〜 500,000
1 × 10-4 〜 10
-2.4 〜 2.4-2.4 〜 2.4

内容
測定時間
サンプリング間隔
高電位リミット
低電位リミット

128,000 データポイントまで許可されます。
高または低電位リミットに到着した時、警告が表れます。
一般的には、データ保存間隔は実験の長さに応じて選択されます。測定が長くなりますと、デー
タ保存間隔も大きくなります。良好な信号となり、ノイズが少なくなります。サンプル間隔が0.002 秒以下の場合、データは転送できず、リアルタイムに表示できません。64K データポイン
トまで許可されます。
サンプル間隔が 0.002 秒以上の下でデータが最大データポイントを超えた時、データ保存間隔
は自動的に二倍になります。そのためデータポイントは期待されない長い計測でもオーバーフ
ローしません。

OCPT により測定したデータ

684 章 . セットアップメニュー

システムコマンドこのコマンドを使用しますと、通信ポート、電流極性、電位軸、電流軸を設定できます。
システムセットアップダイアログボックスを示します。:

次のオプションはシステムのセットアップを行います。
通信ポート
PC と機器を接続するための通信ポート選択を行います。
電流極性
正電流としてカソード電流またはアノード電流を選択します。測定前にこれを設定しませんと、
実験結果 ( ピーク、波形 ) は報告されません。
ポテンシャル軸
正のポテンシャル軸を左または右に選択できます。これはボルタンメトリーまたはポーラログラ
フィーモードでは意味があります。
電流軸
上下のどちらかを正の電流軸に設定できます。
電源周波数
電源周波数を設定します。電源周波数の影響を受ける測定法の場合、電源周波数からの干渉を少なくするために有効です。
ウインドウズ
英語のウインドウズを使用する場合、英語を選択して下さい。中国語、日本語、韓国語を使用する場合、オリエンタルをチェックして下さい。オリエンタルウインドウは英語版に比べて文字が大きくなります。英語ウインドウズを選択しますと、テクニック選択フィールドが切詰められる事があります。オリエンタルウインドウズは英語のシステムフォントをサポートしておりません。
例えば英語のμ表示は u として表示されます。
データ長69

4 章 . セットアップメニュー

デフォルトのデータ長は 128K です。データ長を長くしますと、コンピューターのリソースか消費されます。必要ない場合、データ長は長くしないことをお勧めします。長いデータ長を使用しま
すと、512MB, 1GB の大きな RAM を必要としますし、システムは遅くなり、測定中に他のプログ
ラムが動作しなくなる恐れがあります。
システムセットアップコマンドでデータ長を変更した場合、プロクラムを終了し、プログラムを再スタートしてください。この操作を行いませんと、プログラムが壊れる恐れがあります。
長いデータ長でデータを取り込み、保存する場合、短いデータ長の設定で読込んだ場合、プログ
ラムは壊れることがあります。一旦データ長の設定を行った場合、データ長の変更は行わないで下さい。データ長の変更を行う場合、熟慮の上変更して下さい。
測定中のデータ修復
このオプションをチェックしておきますと、測定中のハードディスクに保存してあるデータを元に戻します。実験が外部干渉または中断、通信エラーにより終了しない場合、部分的なデータは回復できます。これはスキャン速度が遅い実験の場合、有効です。何時間も掛かる測定データを修復できます。
このコマンドはデフォルトでは有効ではありません。遅いスキャン走査実験を行わない場合、または事故により実験が中断した場合、再度測定して下さい。
最後の測定データを修復したい場合、セットアップメニュー下のシステム コマンドの中の " 測定中のデータ修復保存 " オプションをチェックして下さい。
現在のデータ無視の警告
新たな測定を行うまたはディスクに存在するファイルを開く前、実験データが保存されていない
場合、未保存のデータは無視されます。このオプションはデータが失われる前にシステムが警告を発します。
テキストファイルで保存
通常バイナリーデータファイルて保存されます。バイナリファイルには多くの情報 ( 実験のコント
ロール情報 ) を含み、サイズも小さくなります。このオプションはバイナリーデータを保存する時、
テキストファイルとして保存します。テキストファイルは他のスプレッドシート、データベース
等の市販ソフトを用いて読むことができ有用です。
ADC 校正係数を消去
アナログ−デジタルコンバーター (ADC) 校正係数は不揮発性メモリーに保存されます。ADC 校正
は出荷前に行われています。ADC 校正を行いたい場合、このコマンドを使用してください。ADC
校正係数を消去しますと、ハードウェアーテスト、測定を行う場合、ADC 校正係数のプロンプッ
トが表れます。

70

4 章 . セットアップメニュー

ハードウェアーテストコマンド
このコマンドを使用すると、システムハードウェアーをテストします。システムは ROM、
RAM、アナログ回路試験を行います。テスト後、システムはハードウェアーセルフテストダイアログボッ
クスを表示します。:

デジタル回路試験結果 :装置のソフトウェアーバージョンを示します。
ROM テスト結果が示されます。
RAM テスト結果が示されます。
アナログ回路未キャリブレーション試験結果 :オフセット未キャリブレーション結果が示されます。測定中これらの結果は補償されています。故に、ここに示されるオフセットは実験の測定エラーまたはコントロールに反映されません。
E オフセットはポテンシャルオフセットです。
レンジ # オフセットは特定の電流測定範囲オフセットです。
これらのオフセットが 10 mV 以上の場合、
エラーメッセージ "Out of range" が表れます。
測定中オフセッ
トは補償されます。実際のデータに理由もなく大きなオフセットを使用しない限り、問題にはならな
いでしょう。
感度スケール
電流―電圧コンバータの感度スケールには 9 つの範囲があります。ダミーセル抵抗の固定値により、試験は非常に低、高範囲で相対的に大きくなるようです。レンジ 5、6 test の結果はエラーがあるレベ
ルを超えた場合のみ報告されます。これは必ずしも実際の測定エラーに関係しません。この試験は主にアンプと感度スイッチングをチェックします。測定エラーに関係する場合、正確な抵抗でサイクリッ
クボルタンメトリーを行いチェックしてください。
ゲイン
シグナルゲイン設定には 8 レンジあります。エラーが 1% を超えると、警告メッセージが表れます。

71

4 章 . セットアップメニュー

アナログ試験概要
アナログ回路の試験結果は要約されます。アナログ回路試験のメッセージが OK ならば、エラーは検出されません。さもなければ、エラーメッセージが表れます。アナログ / デジタルコンバーターによるエラーが表れる場合、その結果も報告されます。
アナログ試験エラーがあると、何回かテストを繰返し、エラー内容が同一であるかどうか確認して下さい。エラー内容を記録し、販売代理店にご連絡下さい。

72

5 章 . コントロールメニュー

測定コマンドこのコマンドにより計測を行います
このコマンドは静止時間、析出時間、前処理を省略するにも使用されます。このコマンドを使用し、静止時間、析出時間、前処理時間中に次のステップに行くことが出来る。
測定前、システムはデータリンクをチェックします。リンクに失敗すとコマンドは終了し、
エラーメッセージが表れます。
ソフトは実験パラメータの組み合せをチェックします。組み合せが適切でない場合、コマン
ドは終了し、エラーメッセージが表れます。
ほとんどの場合、リアルタイム表示が可能です。しかし、データ取り込み速度がデータ転送速度より早い場合、データは計測後、直に表示されます。測定停止コマンドを押して測定を中止できます。測定中のグラフィックをクリップボードにコピーできます。
このコマンドはツールバーボタンがあります :73

5 章 . コントロールメニュー

待機 / 再開コマンド
測定の一時中止、再開を行うためのコマンドです。
このコマンドタイムベースの計測、例えば CA, CC, BE, i-t, DPA, DDPA, TPA 等には使用できません。
このコマンドはツールバーボタンがあります :74

5 章 . コントロールメニュー

測定停止コマンド
測定を停止するために使用するコマンドです。
測定中、繰り返し測定、マクロコマンドを停止するために使用できます。
このコマンドはツールバーボタンがあります :スキャン反転コマンド
サイクリックボルタンメトリー実験中にポテンシャルのスキャンを反転するためのコマンドです。
このコマンドを押しますと、毎回スィープセグメントは反転します。このコマンドを測定中に使用しますと、データ解析の幾つか、例えばピーク検索等は働きません。このコマンドは他のテクニックでは機能しません。
このコマンドはツールバーボタンがあります :75

5 章 . コントロールメニュー

測定状況コマンドこのコマンドは計測に関連する設定、例えば iR 補償、スムージング、パージ、攪拌、水銀の前滴下、各計測後自動スムージングを有効、無効を変更、をチェックするために使用します。
下記図は測定状況コマンドのダイアログボックスです :このオプションは計測に関連する状況を変更するオプションです。:
オープンサーキットに初期電位を使用
このボックスをチェッしますと、システムは測定前にオープンサーキットポテンシャルをテ
ストし、オープンサーキットポテンシャルを初期電位として使用します。
測定後のスムージング
このボックスをチェックしますと、測定後自動スムージングが使用可能です。このオプションはデータ処理メニューのスムージングコマンドからオン、オフできます。
2 種類のデジタルスムージングが利用できます。: 最小二乗方、フーリエ変換スムージングです。スムージングのモードを設定する場合、データ処理メニューのスムージングコマンドを使用します。
レベルでの測定中断
電流または電荷が特定の値に達しますと、実験は自動的に停止します。電極は過電流から保護されます。これを選択しますせんと、測定は最後まで行われます。
静止時間中断電流または電荷が特定の値に達しますと、データサンプリング自動的に停止する前に静止時間を中断します。これを選択しませんと、測定は最後まで行われます。
静止時間中の電流表示
電流またはチャージが特定の値 ( オーバーフロー ) になりますと、実験は停止します。電極の過電流保護または次の条件下で実験は停止します。
電流のオーバーフロー 電量がオーバーフローした場合、実験は中断
Current(A)>:
指定した値より電量が大きい場合、実験は中断
76

5 章 . コントロールメニュー

Current(A)<:
指定した値より電量が小さい場合、実験は中断
Charge(C)>:指定した値よりチャージが大きい場合、実験は中断
Charge(C)<:指定した値よりチャージが小さい場合、実験は中断
10s Change<:
10 秒で信号の変化が指定した値より小さい場合、実験は中断 このオ
プションはタイムベース等のような CA,IT, DPA.DDPA, TPA には有効です。電流の場合、アン
ペアー (A) が入力されます。電圧の場合、ボルト (V) を入力します。プログラムは最初の 10 秒
はチャックしませんが、10 秒後、プログラムはサンプリングする毎にチェックします。応答時
間はサンプリング間隔と同等です。データが読み込まれた後、プログラムは 10 秒前のサンプリ
ングしたデータポイント取り込み、その差分をチェックします。差分が特定の値より小さい場合、実験は終了します。

77

5 章 . コントロールメニュー

繰り返し測定コマンド
一連の計測を行うためのコマンドです。
繰り返し測定の間、システムはデータリンクをチェックします。リンクが失敗すると、コマンドは終了し、エラーメッセージが表れます。
ソフトは実験パラメータの組み合せをチェックします。組み合せが適切でない場合、コマン
ドは終了し、エラーメッセージが表れます。
下記図は繰り返し測定コマンドのダイアログボックスです :次のオプションは繰返し測定のパラメータを定義します。:
測定数
測定数を入力する。パラメータ範囲 : 1 〜 999.
ベースファイル名
ベースファイル名を入力します。最大 5 文字まで入力できます。測定後、データは保存されます。測定数はベースファイル名に添付されます。例えば、ファイル名 N、N は 1 〜 999 測定
数です。ベースファイル名が指定されていない場合、警告が表れます。システムはデーを保存せずに測定します。
測定間隔
このパラメータは連続した測定間の遅延時間です。パラメータ範囲は 0 〜 32,767 です。各測定が利用できる前にプロンプットする場合、このパラメータは有効ではありません。
各測定前のプロンプット
マニュアルがチェックされると、プロンプットは各測定 ( 一回目の測定を除く ) 前に表れます。
システムは応答するまで待機します。
外部トリガーが選択されますと、機器は外部信号の待機状態になります。外部トリガーがactive low で、機器の背面パネルのピン 13 に接続します。
マニュアルまたは外部トリガーが選択されますと、測定間の時間間隔には効果がありません。.
実行時のデータ平均
この項目がチェックされますと、繰り返し測定のデータは平均化され、ファイル名 0 として保存されます。
78

5 章 . コントロールメニュー

繰返し測定の機能
繰返し測定を行う場合のデータを一連のテキストデータとして表示して欲しいとの要望により、ソフト
ウェアーの変更を行ないました
ソフトウェアーを立ち上げコントロールファイルをマウスでクリックしますと、下記のメニューが表示されます。

この時、繰返し測定を選択しますと、下記のダイアログが開きます。

結果レポートファイルを作成する場合、有効をマウ
スでクリックして下さい。
ピーク波形の選択としては、デフォルト、ガウス波
形、拡散波形、シグモイド波形の選択が行なえます。
CV, LSV の場合 Diffuse, または DPV,SWV, ACV, LSSVの場合、ガウス波形、微小電極を用いた CV, NPV の場合等はシグモイド波形を選択します。

測定数、測定の時間間隔、外部トリガー、マニュア
ルにて測定を行うかを選択します。結果レポートファ
イルとしてピーク波形、データ形式を選択します。そして、データの保存場所を設定します。

データ形式の選択にはオリジナルデータ、半微分、
微分データの選択が行なえます。通常オリジナルを選択して下さい。定量性を向上させるためには微分、半微分処理を行ないますと正確なピーク電位が検索できます。

データの保存場所を設定するために、ブラウズボタ
ンをクリックし、データを保存するディレトリーを指定します。

下記のようなデータが得られます。
ディレクトリー
日付
C:\My Documents\wu\wc0.bin June 12, 2002
C:\My Documents\wu\wc1.bin June 12, 2002
C:\My Documents\wu\wc2.bin June 12, 2002
C:\My Documents\wu\wc3.bin June 12, 2002
C:\My Documents\wu\wc4.bin June 12, 2002
C:\My Documents\wu\wc5.bin June 12, 2002

時刻
11:24:00
11:24:24

電位
Ep = 0.284V
Ep = 0.284V

電流
面積ip = -5.684e-007A Ah = -4.938e-007C
ip = -6.233e-007A Ah = -5.158e-007C電位
Ep = 0.137V
Ep = 0.135V

電流ip = 1.009e-006A
ip = 9.909e-007A

面積
Ah = 9.807e-007C
Ah = 9.919e-007C

11:24:48
11:25:11
11:25:35
11:25:59

Ep = 0.290V
Ep = 0.290V
Ep = 0.287V
Ep = 0.292V

ip = -6.153e-007A
ip = -6.185e-007A
ip = -6.399e-007A
ip = -6.119e-007A

Ep = 0.129V
Ep = 0.132V
Ep = 0.129V
Ep = 0.129V

ip = 9.823e-007A
ip = 9.986e-007A
ip = 9.810e-007A
ip = 9.822e-007A

Ah = 1.051e-006C
Ah = 1.040e-006C
Ah = 1.048e-006C
Ah = 1.055e-006C

79

Ah = -5.615e-007C
Ah = -5.633e-007C
Ah = -5.587e-007C
Ah = -5.677e-007C

5 章 . コントロールメニュー

注意点
マニュアルを選択し、ブラウズにて保存するディレク
トリーを指定します。そして、６回の測定を行なうようスタートしますと、繰返し測定は１回のみ行ないます。

マニュアルを選択し、ブラウズにて保存するディレク
トリーを指定しない場合、６回の測定を行なうようス
タートします。繰返し測定は６回測定を行いますが、最後のデータのみ保存します。

外部トリガーを選択し、ブラウズにて保存するディレクトリーを指定します。そして、６回の測定を行なう
ようスタートしますと、繰返し測定は１回のみ行ないます。

外部トリガーを選択し、ブラウズにて保存するディレクトリーを指定しない場合、６回の測定を行なうようスタートします。繰返し測定は６回測定を行いますが、最後のデータのみ保存します。

80

5 章 . コントロールメニュー

マクロコマンド
指定した順序で一連のコマンドを実行するコマンドです。測定を自動的に行う場合、大変有効です。
下記図はマクロコマンドのダイアログボックスです :次のオプションはマクロコマンドを編集、読込み、保存、実行できます :読込み以前マクロコマンドでディスクに保存したファイルを読み込むことができます。
システムで開くダイアログボックスを表示し、ファイルを選択します。
保存
マクロコマンドで編集したディスクファイルを読み込むことができます。後で元に戻せます。
システムは名前を付けて保存ダイアログボックスを表示し、ファイルに名前を付けることができます。
マクロ実行
このボタンを押すと、マクロコマンドを実行します。実行する前に、システムはコマン
ドとパラメータの有効性をチェックします。エラーが検出された場合、システムはマクロコマ
ンドを終了し、警告メッセージが発せられます。
マクロコマンド編集
編集ボックスのコマンドを入力します。各コマンドは 1 行とします。このコマンドが有効でない場合、スペースは無視されます。コマンドの次にパラメータが必要とする場合、コマンドとパラメータを分離するためにコロン ":" または等号 "=" はコンマとパラメータを分けるために使用されます。
コマンド機能の説明 :
コマンド
tech
run
save

パラメータ
stringstring

説明
電気化学テクニックの選択
測定開始
データをディスクファイルに保存 ; Next.....loop の場合、ファイル名は５文字の入力のみとなります。ループ番号 (1-999)がファイル名に付加されます。

81

5 章 . コントロールメニュー

for
next
delay
purge
stir
celloncelloff
rdeon
rdeoff
mch
machn
ei
eh
el
ef

next ループの場合、１層のみ許可されます。
for.....next ループの場合

1 - 999
1 - 32,000
1 - 32,000
1 - 32,000

コマンド間の遅れ
任意の時間のパージ
任意の時間の攪拌

測定の間 cell on
測定の間 cell off
RDE オン
RDE オフ

1 〜 64
-2.4
-2.4
-2.4
-2.4

〜
〜
〜
〜

マルチプレクサーのチャンネルの選択
Next......loop を使用した場合のマルチプレクサーのチャンネルの選択
+2.4
+2.4
+2.4
+2.4

eio

初期電位
CV, CA, CP の高電位リミッ ト
CV, CA, CP の低電位リミッ ト
スィープテクニックと PSA の最終電位

オープンサーキットポテンシャルを初期電位と使用します。初期電位が入力されますと、このフラグはオフになります。
第二電極の電位
第二電極オン
第二電極オフ

e2
e2on
e2off
v
incre
pn
cl
si
sens
sens2
autosens
qt
ht
pw
amp
sw
st
prod
freq
iratiobepe
beptdepeondepeoff
depe
dept
pcon
pcoff
pce1
pce2

-2.4 〜 +2.4

-2.4 〜 +2.4
-2.4 〜 +2.4

前処理の第一ステージの電位

pce3-2.4 〜 +2.4

前処理の第三ステージの電位

pct1

0 〜 6,400

前処理の第一ステージの時間

1e-6 〜 10.01 〜 .05

スキャン速度
電位増加分
CV, CA での初期電位方向切り替え ; CP での初期電流極性

1 〜 10,000.001 〜 .064
1e-10 〜 0.01
1e-10 〜 0.01

CV、CP のセグメント数

0 〜 100,000
0 〜 100,000
1e-4 〜 1e3.001 〜 .4
1e-4 〜 5.001 〜 5e5.01 〜 50
1 〜 2,000
0 〜 100-2.4 〜 +2.4
0 〜 100,000

測定前の静止時間-2.4 〜 +2.4
1 〜 100,000

析出電位BE, CP のサンプル間隔またはデータ保存間隔
感度

第二電極の感度遅い CV または LSV の自動感度
TAFEL の最終電位保持時間
パルス幅
交流またはパルス振幅
サンプリング幅i-t 曲線のトータルサンプル時間
サンプリング期間
周波数
BE の最終電流比

BE の前電解電位
BE の前電解時間
ストリッピングモードでの析出電位をオン
ストリッピングモードでの析出電位をオフ
析出時間

前処理をオン
前処理をオフ
前処理の第二ステージの電位82

5 章 . コントロールメニュー

pct2
pct3
ei1
ei2
ei3
ei4
ei5
ei6
ef1
ef2
ef3
ef4
ef5
ef6
v1
v2
v3
v4
v5
v6
es1
es2
es3
es4
es5
es6
st1
st2
st3
st4
st5
st6

0 〜 6,400
0 〜 6,400-2.4 〜 +2.4
-2.4 〜 +2.4
-2.4 〜 +2.4
-2.4 〜 +2.4
-2.4 〜 +2.4
-2.4 〜 +2.4
-2.4 〜 +2.4
-2.4 〜 +2.4
-2.4 〜 +2.4
-2.4 〜 +2.4
-2.4 〜 +2.4
-2.4 〜 +2.4
1e-4 〜 10
1e-4 〜 10
1e-4 〜 10
1e-4 〜 10
1e-4 〜 10
1e-4 〜 10-2.4 〜 +2.4
-2.4 〜 +2.4
-2.4 〜 +2.4
-2.4 〜 +2.4
-2.4 〜 +2.4
-2.4 〜 +2.4
0 〜 10,000
0 〜 10,000
0 〜 10,000
0 〜 10,000
0 〜 10,000
0 〜 10,000

前処理の第二ステージの時間
前処理の第三ステージの時間

SSF での初期電位 1
SSF での初期電位 2
SSF での初期電位 3
SSF での初期電位 4
SSF での初期電位 5
SSF での初期電位 6
SSF での最終電位 1
SSF での最終電位 2
SSF での最終電位 3
SSF での最終電位 4
SSF での最終電位 5
SSF での最終電位 6
SSF でのスキャン速度 1
SSF でのスキャン速度 2
SSF でのスキャン速度 3
SSF でのスキャン速度 4
SSF でのスキャン速度 5
SSF でのスキャン速度 6
SSF と STEP でのステップ電位 1
SSF と STEP でのステップ電位 2
SSF と STEP でのステップ電位 3
SSF と STEP でのステップ電位 4
SSF と STEP でのステップ電位 5
SSF と STEP でのステップ電位 6
STEP でのステップ時間 1
STEP でのステップ時間 2
STEP でのステップ時間 3
STEP でのステップ時間 4
STEP でのステップ時間 5
STEP でのステップ時間 683

5 章 . コントロールメニュー

マイクロコマンドの一例
i-t テクニックを用いた測定法
1 電極による i-t 測定法

2 電極による i-t 測定法

tech: i-t
st=30cellonei = 0run
save: ﬁle0
for: 7ei=-0.2
runsave: ﬁle1aei=0
run
save: ﬁle1b
next

tech:i-t
eiincr = 0
ei=-0.5
st = 2qt=0
e2 = 0e2oncellonfor:10run
save: ﬁleeiincr=0.1
next
celloff
eiincr = 0

LSV テクニックによる測定
tech:lsv
e1=-0.2
ef=0.8v=0.1
sens=1e-5
runsave: lsv100
v=0.2
run
save: lsv200
v=0.5
run
save: lsv500
v=1
run
save: lsv1000

マクロコマンドの詳細についてはコマンドの機能説明を参照して下さい。

84

5 章 . コントロールメニュー

オープンサーキットポテンシャルコマンド
このコマンドを使用すると開回路ポテンシャルを測定します。
オープンサーキットポテンシャルはセルに電流が流れない作用電極と参照電極の電位です。
これは重要なパラメータです。測定を開始する前の初期状態を知らせます。研究中の化合物が酸化または還元性であるかを見分けることができます。
測定後、システムはオープンサーキットポテンシャルダイアログボックスによりオープン
サーキットポテンシャルを表示します。その値を読み込んだ後、OK をクリックするとダイア
ログボックスを閉じます。

85

5 章 . コントロールメニュー

フィルター設定コマンド
このコマンドは電位と電流フィルターを設定するために使用します。
ポテンシャルフィルターはポテンシャル波形をフィルターするために使用され、二次 Bessel
ローパスフィルターです。トランジェント成分を取り除くために使用できます。応用は階段波
ランプをリニアースィープに変換することです。
キャパシターはローパス RC フィルターを形成するために i/E コンバーターのフィードバッ
ク抵抗に接続されます。最初に高周波数ノイズを除きます。
ゲインステージの前に、シグナルフィルターが使用され、二次 Bessel ローパスフィルターです。
フィルターは測定中のノイズを低減するのに有効です。
システムはフィルター選択ダイアログボックスを表示し、フィルターパラメータを設定できます。

次のオプションはフィルターパラメータを設定できます。:
フィルターの概念、パラメータについて詳しくなければ、自動設定を選択して下さい。
i/E 変換フィルター
このボックスは実際の電流 - 電圧コンバータフィルター設定を表示します。
選択i/E コンバーターフィルターカットオフ周波数を選択します。これは電流 - 電圧 (i/E) コンバーターと組み合わせた RC フィルターです。フィルターの設定は測定のタイムスケールと実験のタイプに依存します。自動を選択すると、デフォルト設定になります。
あるカットオフ周波数が時々選択されません。つまり任意の感度スケールの場合、i/E コンバー
ターのフィードバック抵抗が調べられ、RC の組み合わせは選択したカットオフ周波数を構成できません。これは相対的に低カットオフ周波数を選択しますが、低感度スケールを使用するか、
またはこれは相対的に高カットオフ周波数を選択するが、高感度スケールを使用すると起きます。感度スケールを変更することにより最適なカットオフ周波数を設定できます。
このコマンドはツールバーボタンがあります :86

5 章 . コントロールメニュー

セルコマンドこのコマンドはパージの機能を設定できます
システムはセルコントロールダイアログボックスを表示し、セルコントロールを設定できます。

次のオプションはセルコントロールを設定できます。
測定中セルオン
デフォルトでは、測定の間セルオンになります、測定後、セルオフになります。この項目をチェックしますと、注意が始ります。セルオン時、不適切にセルを接続または不接続する場合、電極にダメージを与えます。最初に参照電極とカウンター電極を接続して下さい。取外す場合、作用電極を最初にします。.
測定後初期電位に戻る
これをチェックしておきますと、測定後、初期電位に戻ります。さもなければ、電位は前の測定の最終値になります。測定中セルオンをチェックしている場合のみ意味があります。
内部ダミーセルで試験
内部にダミーセルとして 1K Ωの抵抗があります。このオプションをチェックしますと、セルはオンにならない代わりに、内部ダミーセルが実験に使用されます。このオプションは機器の試験用です。
瞬時にセルオン
セルポテンシャル (-2 〜 +2 の範囲 )、セルオンタイム (1 〜 32,767 の範囲 ) を入力します。セルオンボタンを押しますと、任意の時間の任意のポテンシャルで電極を安定させます。
このコマンドはツールバーボタンです。:

87

5 章 . コントロールメニュー

前処理コマンド
測定する前に作用電極を処理するためのコマンドです。これは電極洗浄または他の使用に有効です。前処理は析出または静止時間の前に起こります。
下記図は測定の前の前処理ダイアログボックスです。:

3 ステップの条件でプログラムできます。次のオプションは前処理を設定できます。:
前処理使用可能
前処理は析出または静止時間の前に起ります。このボックスを未チェックにすると前処理ス
テップを回避します。
ポテンシャル
パラメータ範囲は -2 〜 2 です。
時間
パラメータ範囲は 0 〜 6,400 です。特定のステップの前処理時間がゼロの場合、このステップを回避します。時間設定は 1 msec 以下の場合、時間のコントロールは正確でないかもしれません。

885 章 . コントロールメニュー

ストリッピングモードコマンド
このコマンドはストリッピングモードの使用可能、使用不可、析出条件を設定できます。ス
トリッピングモードコマンドは LSV, SCV, DPV, NPV, SWV, ACV, SHACV のテクニックにしか利用できません。ポーラログラフィーモードが選択されていると、利用できません。
下記図はストリッピング制御ダイアログボックスです。:

次のオプションはストリッピングモード制御を設定できます。:
ストリッピングモード使用可能
この項目をチェックすると、ストリッピングモードは使用可能です。可能にする場合、析出
ステップが測定中の静止時間ステップ前に挿入されます。析出電位、時間はこのダイアログボッ
クスから選択できます。
析出期間後、静止時間前、ポテンシャルは初期電位に戻ります。ストリッピングステップ中
電位走査は初期電位から開始されます。
析出電位
ラジオボタンの一つをクリックすることで、析出電位として初期電位または他の電位を選択できます。析出電位として初期電位を選択しない場合、下記に示す析出電位を入力します。
析出電位
初期電位と異なる析出電位を入力します。この値は初期電位が析出電位として選択されると効果がありません。
析出時間
析出時間を入力します。パラメータ範囲は 0 〜 100,000 です。

89

6 章 . グラフメニュー

現在のデータプロットコマンド
現在のデータをプロットするためのコマンドです。プロットをズームするために使用するコ
マンドです。マウスカーソルを X 軸、Y 軸にてクリックすることにより、軸オプションコマン
ドが表示されます。軸の再スケールならびに軸の名称変更を簡単に行うことができます。感度を同一に設定することにより、データの重ね書き、比較等を行う上で便利な機能です。

軸の設定はグラフオプションの項でも行えますが、ここでの特徴は軸の表示の選択が行えます。また、軸名表示を Scientific としますと、1μ アンペアーを 1e-6A と表示できます。また、
Engineering の場合、1 μ A と表示します。
データフィルードにマウスを移動し、ダブルクリックしますとテキスト挿入ダイアログボック
スが表示されます。

テキストフィールドに表示したいテキストを入力できます。取り消しボタンを用いてテキス
トフィールドを消去できます。テキストの X 軸、Y 軸の位置も変更できます。挿入したい位置にマウスを移動し、マウスをダブりクリックすると X,Y の座標位置が表示されます。また、文字は１度単位で任意の角度に回転できます。
入力したテキストはデータと一緒に保存できます。

90

6 章 . グラフメニュー

テクニックによりデータは各種形式で表示できます。
テクニック
CV
TAFEL

CA
CC
SWV

ACV

PSACV

BE

IMP

IMP-t or IMP-E

データ表示形式
スィープセグメント
log 電流〜電位
電流〜電位
電流密度〜電位i~t
i ~ t -1/2
Q~t
Q ~ t1/2
フォワード電流
リバース電流フォワード、リバース電流フォワード、リバース差分電流フォワード、リバース電流の合計
フォワード、リバース電流、総計電流フォワード、リバース電流、差分電流
絶対電流
位相選択電流抵抗
キャパシタンス
絶対電流
位相選択電流抵抗
キャパシタンス
チャージ 対 時間
電流 対 時間
電流 対 log ( 時間 )Bode: log Z ~ log (freq)
Bode: phase ~ log (freq)
Bode: log Z"& Z'~ log (freq)
Bode: log Y ~ log (freq)
Nyquist: Z"~ Z'
Admittance: Y"~ Y'
ワールブルグ : Z"& Z'~ w -1/2
Z'~ w Z"
Z'~ Z"wcot (phase) ~ w1/2
log Z ~ t or E
phase ~ t or E
Z ~ t or E
91

6 章 . グラフメニュー

IMP-E

CP, PSAZ'~ t or E
Z"~ t or E
Z'& Z"~ t or E
log (Z'& Z" ~ t or E
log Y ~ t or E
Y ~ t or E
Y'~ t or E
Y"~ t or E
Y'& Y"~ t or E
log (Y'& Y" ~ t or E
Rs ~ E
Cs ~ ERp ~ E
Cp ~ E
1 / (Cs × Cs) ~ E(Mott-Schottky)
1 / (Cp × Cp) ~ E(Mott-Schottky)
電位 〜 時間
dE/dt 〜 時間
dt/dE 〜 電位
電位 ~ チャージ

データ表示フォーマットを選択する場合、グラフオプションコマンドを起動します。
データがディスクに保存された時、表示フォーマットもまた保存されます。データが読込まれた時、保存される前と同じように表示されます。これはまた上書きプロット、パラレル
プロット、多数ファイル印刷にて有効です。
グラフオプション、色と説明、フォントコマンドによってデータプロットをカスタマイズできます。
このコマンドデータがないと使用できません。
このコマンドはツールバーボタンがあります :92

6 章 . グラフメニュー

データ重ね書き表示コマンド
このコマンドを使用すると、シングルプロットに多数のデータをプロットします。これは特にデータ比較に有効です。色と説明は対応するファイル名と一緒に表示されます。プロットしたい必用なデータを選択できます。
多数のファイルを選択できます。多数のファイルを選択する場合、選択したいファイル名にマウスカーソルをポイントし、Ctrl キーを押しながら、一度に左マウスボタンでクリックします。
このコマンドは同じディレクトリーの多数のファイルを選択できます。異なるディレクト
リーまたはディスクでデータを多重にする場合、データを多重に追加コマンドを使用して下さい。
下記図は多重プロットのダイアログボックスです：

プロットのスケールは現在の電流データに応じて決ります。このコマンドはデータのタイプをチェックしません。両 X, Y 値がプロットスケールの中にあるのであれば、データポイントはプロットされます。
グラフオプション色、説明フォントコマンドによってデータプロットをカスタマイズできます。特に、各トレースの色、説明は色と説明コマンドにて指定できます。
このコマンドデータがないと使用できません。

93

6 章 . グラフメニュー

データを重ね書きに追加コマンド
このコマンドは上書きプロットコマンドの補足的なものです。それは全てのデータを再選択することせずに、更にデータを上書きプロットに追加します。異なるディレクトリー、ディスクのデータを多重できます。多数のファイルが選択できます。多数のファイルを選択する場合、選択したいファイル名にマウスカーソルをポイントし、Ctrl キーを押しながら、一度に左マウスボタンでクリックします。
下記図はデータ多重の追加ダイアログボックスです：

プロットのスケールは現在の電流データに応じて決まります。このコマンドはデータのタイ
プをチェックしません。両 X, Y 値がプロットスケールの中にあるのであれば、データポイント
はプロットされます。
グラフオプション色、説明、フォントコマンドによってデータプロットをカスタマイズできます。特に、各トレースの色、説明は色と説明コマンドにて指定できます。
このコマンドデータがないと使用できません。このコマンドは現在のプロット状況が上書きプロットでない場合、使用できません。

94

6 章 . グラフメニュー

パラレルデータ表示コマンド
このコマンドはパラレルモードで多数のデータセットをプロットします。これは異なるテク
ニック、データ比較したいデータを観察するのに有効です。すでに選択したデータと一緒にプロットしたいデータファイルを選択できます。多数のファイルが選択できます。多数のファイルを選択する場合、選択したいファイル名にマウスカーソルをポイントし、Ctrl キーを押しな
がら、一度に左マウスボタンでクリックします。
このコマンドは同じディレクトリーで多数のファイルを選択できます。異なるディレクト
リー、またはディスクのデータをパラレルにする場合、データをパラレルに追加コマンドを使用して下さい。
下記図はパラレルデータプロットのダイアログボックスです：

スケール固定が使用されていない場合、各プロットのスケールは自動的にディスクから読込
まれた各データセットに応じて決ります。スケールを固定する場合、全てのプロットは同じ固定スケールによって表示されます。スケールを固定するにはグラフオプションコマンドを使用して下さい。
グラフオプション色、説明フォントコマンドによって、データプロットをカスタマイズできます。
このコマンドはデータが無い時に無効です。

95

6 章 . グラフメニュー

データをパラレルに追加コマンド
このコマンドはパラレルプロットコマンドの補足的なものです。それは全てのデータを再選択することせずに、更にデータをパラレルプロットに追加します。異なるディレクトリー、ディ
スケットのデータをパラレルプロットに追加とプロット順番を整理します。多数のファイルが選択できます。多数のファイルを選択する場合、選択したいファイル名にマウスカーソルをポイントし、Ctrl キーを押しながら、一度に左マウスボタンでクリックします。
下記図はデータをパラレルに追加ダイアログボックスです：

プロットスケールは現在のデータに応じてプロットされます。このコマンドはデータの種類をチェックしません。両 X,Y 値がプロットスケールに入るならば、データポイントはプロットされます。
グラフオプション色、説明フォントコマンドによってデータプロットをカスタマイズできます。
このコマンドはデータがないと使用できません。このコマンドは現在のプロット状況がパラ
レルプロットでないと使用できません。

96

6 章 . グラフメニュー

ズームコマンド
このコマンドはデータプロットを拡大します。
これはトグルスイッチです。ズーム機能が使用できる時、チェックマークがメニュー項目の下に表れます。ツールバーのズームを押しますと、データプロットエリアにマウスカーソルを移動させると上向き矢印のカーソルが現れます。
拡大する場合。一つの角でマウスボタンを押し、観察したエリアの対角線上にドラッグし、
マウスボタンを放します。
元に戻したい場合、ズームコマンドを再度クリックします。この操作はズーム機能を無効にする。
このコマンドはツールバーボタンがあります：97

6 章 . グラフメニュー

マニュアル結果コマンド
このコマンドはピークまたは波形ポテンシャル、電流、面積をマニュアルで結果を表示することができます。ピークまたは波形のベースラインを視覚的に調べることができます。
これはトグルスイッチです。マニュアル結果コマンドを有効にした時、チェックマークがメ
ニュー項目の下に表れます。マニュアル結果ツールバーボタンが押された状態にあります。デー
タプロットエリアにマウスカーソルを移動させると上向き矢印のカーソルが現れます。
ピークまたは波形を正確にレポートするために、ピーク定義コマンドによりピーク波形を定義しなければなりません。ピーク波形はガウス、拡散またはシグモイダルになります。ピーク ( または波形 ) ポテンシャル、半値ピーク ( または波形 ) ポテンシャル、ピーク ( または波形 ) 電流、
ピーク面積を知りたい場合、調べることができます
ガウスピークの場合、ベースラインはピークの 2 つのサイドの 2 ポイントにより調べられます。1 ポイントでマウスボタンを押し、それをドラッグし、他のポイントでマウスボタンを放します。ピークを接続する垂線がベースラインとして表れます。数値レポートはプロットの右側に示されます。
拡散ピークの場合、ベースラインはピークの底部を拡張して調べます。ベースラインを調べるために、ベースラインの底部でマウスボタンを押し、ドラックしピークポテンシャルを通した後、マウスボタンを放します。ピークを接続する垂線がベースラインとして表れます。数値
レポートはプロットの右側に示されます。注意 : ピーク面積がレポートされた時、それは半値
ピーク面積です。
シグモイド波形の場合、2 つのベースラインが必要です。一つは波形の底部にします。もう一つは波形のプラトー部分です。ベースラインを調べるために、マウスボタンを押し、ドラッ
グし、放します。2 っのベースラインを繋ぐ垂線、波形の中間を通る線が表れます。数値デー
タはプロットの右側に示されます。
次のコマンドでマニュアルでピーク検索を行えます。
このコマンドはツールバーボタンがあります：98

6 章 . グラフメニュー

ピーク定義コマンド
このコマンドを使用すると、ガウス、拡散またはシグモイダルのピーク波形を定義します。
ピーク ( または波形 ) ポテンシャル、半値ピーク ( または波形 ) ポテンシャル、ピーク ( または波形 ) 電流、ピーク面積を報告したい場合、設定することができます
ピーク定義は自動、マニュアル結果レポートが使用されます。
下記図はピーク定義ダイアログボックスです：

次のオプションはピーク波形を定義でき、報告に必要なパラメータも設定できます。:
ピーク波形
データの性質に応じて、ピーク波形を選択できます。ピーク波形はガウス、拡散またはシグモイドです。ピーク波形は電気化学テクニックに応じて決まります。テクニックを変える毎にデフォルト値はピーク波形を割り当てます。しかし、設定は変更できます。
レポートオプション
ピーク ( または波形 ) ポテンシャル、半値ピーク ( または波形 ) ポテンシャル、ピーク ( または波形 ) 電流、ピーク面積を報告したい場合、設定することができます。
ピークまたは波形検索ポテンシャル範囲
ピーク波形により、ピーク検索ポテンシャル範囲は調整されます。幅の広いピークまたは波形の場合、検索ポテンシャル範囲は大きくなり、逆もまた同様です。検索ポテンシャル範囲はピー
クまたは波形の両サイドを含みます。
このパラメータは自動結果レポートだけに意味があります。
サイクリックボルタンメトリーデータの場合、グラフメニューのグラフオプションコマンド
でセグメントを選択できます。
このコマンドはツールバーボタンがあります：99

6 章 . グラフメニュー

XY プロットコマンド
このコマンドを使用すると、X-Y データを作成できます。データに直線フィッティン
グもできます。
データ編集後、OK ボタンをクリックします。 X-Y プロットは一時的なものです。他のデータ表示コマンドが実行されますと、それは消えます。しかし、データプロットをカス
タマイズするためにグラフオプション、色、説明、フォントコマンドが使用できます。
下記図はＸＹプロットのダイアログボックスです：

次のオプションはデータの編集、プロットオプションの入力が行えます :XY データ配列編集
X Y データポイントを入力します。セパレーターとしてコンマまたはスペースを使用します。
データの各対は一行となります。:
x1, y1x2, y2x3, y3......
読み込み
このコマンドは保存データを読み込むために使用します。
保存
このコマンドはデータを保存するために使用します。XY タイトル、単位、ヘッダー、注意はデータと一緒に保存されます。
多重プロット
このコマンドを使用すると幾つかのデータプロットを多重するために使用します。記号と記号に繋ぐライン両方が必要ならば、2 つの異なる名前でデータ保存、色と説明コマンドを使用
100

6 章 . グラフメニュー

して、最適な説明の選択をします。スケールを固定する場合、グラフオプションコマンドを使用してください。
システムは多重データ表示ダイアログボックスを表示し、XY データ配列編集でデータと一緒にプロットしたいデータファイルを選択できます。多数のファイルが選択できます。
プロットのスケールは XY データ配列編集でのデータに応じて決まります。両 X、Y 値がプ
ロットスケールの中にある場合、データポイントはプロットされます。
パラレルプロット
このコマンドを使用すると、パラレルモードで多数のデータセットをプロットします。
システムはパラレルデータ表示を表示し、XY データ配列編集でデータと一緒にプロットしたいデータファイルを選択できます。多数のファイルが選択できます。
スケールが固定されていない場合、各プロットはディスクから読み込まれる各データセットに応じてスケールが決まります。後者の場合、すべてのプロットは同じ固定スケールを持ちます。
スケールを固定する場合、グラフオプションコマンドを使用して下さい。
プロット
このコマンドを使用すると XY データ配列編集をプロットします。
プロットのスケールはデータ範囲に応じて自動的に決まります。スケールを固定する場合、グラフオプションコマンドを使用して下さい。
XY タイトル
X Y タイトルを入力する。
単位
カスタマイズした XY 軸タイトルの単位または次元を入力
ヘッダー
これはヘッダーテキスト編集ボックスです。ヘッダーをここに入力しますと、プロットのトッ
プにヘッダーを表示します。グラフオプションコマンドを使用してヘッダーチェックボックスをチェックします。
注
これは注テキスト編集ボックスです。注をここに入力します。注はプロットに表示できませんが、データファイルに保存できます。データのコメント、後で目的、データの条件を思い出すために使用します。
直線フィッティング
このボックスをチェックしますと、データは最小二乗法により直線的にフィットします。最適なフィットラインはプロット上に表れます。

101

6 章 . グラフメニュー

ピーク変数

対

スキャン速度プロットコマンド

このコマンドはピーク電流 対 スキャン速度、ピーク電流 対 スキャン速度の平方根、ピーク
ポテンシャル 対 スキャン速度の対数をプロットするために使用します。可逆表面反応の場合、
ピーク電流はスキャン速度に比例します。可逆拡散系の場合、ピーク電流はスキャン速度の平方根に比例します。ピークポテンシャルは可逆系の場合、独立しています。スキャン速度の関数としてピークポテンシャルのシフトは遅い反応速度または化学的な複雑さのどちらかを示します。
データを直線フィッティングできます。
このコマンドはサイクリックボルタンメトリーまたはリニアースィープボルタンメトリー
データにのみ働きます。CV データの場合、システムは最近使用されたデータセグメントのみ検索します。
ピークの電位窓を設定し、最適なファイルを選択した後、OK ボタンをクリックし、プロットします。 X-Y プロットは一時的です。他のデータ表示コマンドが実行されますと、それは消えます。しかし、プロットをカスタマイズするためにグラフオプション、色、説明、フォンコ
マンドは使用できます。
システムはピークパラメータ 対 スキャン速度プロットダイアログボックスを表示します：

次のオプションはピークの電位窓の設定、データファイルの選択ができます：
ピーク電位窓可能なピークポテンシャル範囲を入力します . システムは指定電位範囲を検索します。このポテンシャル範囲で最初のピークが検出されたら、プロットに使用されます。
プロットのタイプ
ピーク電流 対 スキャン速度またはピーク電流 対 スキャン速度の平方根またはピークポテン
シャル 対 スキャン速度の対数をプロットできます。
直線フィッティング
このボックスをチェックしますと、データは最小二乗法により直線的にフィットします。最適なフィットラインはプロット上に表れます。
ファイル選択
データをプロットする場合、ファイルを選択しなければなりません。CV または LSV データ
のみが読込まれます。他のテクニックで得られたデータは無視されます。少なくとも異なるス
キャン速度で得られた 3 つのデータファイルを選択します。
102

6 章 . グラフメニュー

ピーク変数プロットコマンドの操作法
グラフィックツール内にあるこのコマンドはピーク電流 対 スキャン速
度、ピーク電流 対 スキャン速度の平方根、ピークポテンシャル 対 スキャ
ン速度の対数をプロットを自動的に行う際に使用します。
このコマンドはサイクリックボルタンメトリーまたはリニアースィー
プボルタンメトリーデータにのみ働きます。CV データの場合、システム
は最初のデータセグメントのみ検索します。

ピーク変数プロットコマンドをクリックし、ピークの電位窓等の諸条件を設定します。
ピーク電位窓ピークポテンシャル範囲を入力します。システムは指定電位範囲を検索します。このポテン
シャル範囲で最初のピークが検出されたら、プロットに使用されます。
プロットのタイプ
ピーク電流 対 スキャン速度またはピーク電流 対 スキャン速度の平方根またはピークポテン
シャル 対 スキャン速度の対数をプロットできます。
直線フィッティング
このボックスをチェックしますと、データは最小二乗法により直線的にフィットします。最適なフィットラインはプロット上に表れます。
可逆表面反応の場合、ピーク電流はスキャン速度に比例します。
薄層セルの場合n 2 F 2 vVC O*
ip =
可逆系 :

4 RT

不可逆系 :
表面反応
可逆系 :不可逆系 :

ip =nα n F 2VvC *aO

2. 718 RT

n 2 F 2 vA ΓO*
ip =
4 RT
ip =

nα n F 2 Av Γ *aO

2. 718 RT
103

6 章 . グラフメニュー

可逆拡散系の場合、ピーク電流はスキャン速度の平方根に比例します。
可逆系 :1/ 2 1/ 2 *ip = ( 2. 69 × 105 ) n 3/2 AD Ov
CO

不可逆系 :

1/ 2 1/ 2 *ip = ( 2. 99 × 105 ) n ( α na )1/2 AD Ov
CO

ピークポテンシャルは可逆系の場合、独立しています。スキャン速度の関数としてピークポテ
ンシャルのシフトは遅い反応速度または化学的な複雑さのどちらかを示します。
先行反応 (CrEr)
Ep / 2 = E o −0. 007 0. 029
0. 029log v−
log k b +nnn

kb は先行反応の逆反応速度定数です。

後続反応

k は化学反応速度定数です。

ファイル選択必要なファイルを選択した後、開くボタンをクリックし、目的のデータを取り込みまれます。CVまたは LSV データのみが読込まれます。他のテクニックで得られたデータは無視されます。少なくとも異なるスキャン速度で得られた 3 つのデータファイルを選択します。

プロット
取り込みが終了後、OK をクリックするとプ
ロットがおこなわれます。プロットは一時的なもので、他のデータ表示コマンドが実行されますとグラフは消えますが、プロットをカ
スタマイズするためのグラフオプション、色、
説明、フォントコマンドは使用できます。

104

6 章 . グラフメニュー

電流ー電位半対数プロットコマンド
このコマンドを使用しますと、電流ー電圧半対数プロットを作成します。このプロットは定常状態応答のデータ解析には有効です。半積分または積分による拡散またはピーク波形の応答をシグモイダル曲線に変換でき、データ解析を行います。可逆反応の場合、ポテンシャル軸の切片は半波電位で勾配 0.059/n mV です。予想した勾配からのずれは遅い反応速度または電極反応の複雑さを示します。
データの直線フィッテングを行うこともできます。
プロットのオプションを設定した後、OK ボタンをクリックし、プロットします。 X-Y プロットは一時的です。他のデータ表示コマンドが実行されますと、それは消えます。しかし、デー
タプロットをカスタマイズするためにグラフオプション、色、説明、フォントコマンドは使用できます。
システムは電流 - 電圧半対数プロットダイアログボックスを表示します：

次のオプションはプロットパラメータを設定できます :電位窓
プロットしたいデータの電位窓を入力します。電位窓は 0.059/n V 以内の半波電位周辺です。
データポイントは指定電位窓を超えるデータポイントは無視されます。
直線フィッティング
このボックスをチェックしますと、データは最小二乗法により直線的にフィットします。最適なフィットラインはプロット上に表れます。

105

6 章 . グラフメニュー

スペシャルプロットコマンド
このコマンド腐食領域で用いられる分極抵抗を算出します。
リニアースィープボルタンメトリーの場合、測定したデータをスペシャルプロットでデータ解析することにより分極抵抗が得られます。分極抵抗プロットのメニューを下記に示します。

中心電位と電位範囲を入力し、OK をクリックしますと、分極抵抗プロットが表示されます。
そしてデータの中に分極抵抗と相関係数が算出されます。分極抵抗プロットは一時的な計算なので、データ表示コマンドを立ち上げますと、画面は消えてしまいます。また、データを分り易い形式で表示させる場合、グラフオプションの色、説明コマンドを用いてデータポイントを
見やすい形式に変換して下さい。
スペシャルプロットの操作法
このコマンドでは、LSV における分極抵抗のプロットが行えます。LSV で測定したグラフを表示後、グラフィックツール内のスペシャルプロットをクリックします。

コマンドをクリックすると、電流値が０A となる電位をプログラムが自動的にチェックし下記のように表示します。Window(V) により表示する電位範囲を指定します。もし、０A の測定
点が見つからない場合にはエラーメッセージが表示されます。

106

6 章 . グラフメニュー

OK をクリックするとプロットがおこなわれます。プロットは一時的なもので、他のデータ表
示コマンドが実行されますとグラフは消えますが、プロットをカスタマイズするためのグラフ
オプション、色、説明、フォントコマンドは使用できます。

107

6 章 . グラフメニュー

グラフオプションコマンド
このコマンドを使用すると、グラフプロットオプションを選択できす。
グラフオプションは選択的にプロット見出し、XY グリッド、
XY 軸反転をオン、オフできます。
XY 軸の固定、XY 軸タイトルのカスタマイズ、データ一緒に保存できるメモを書くことができます。
プログラムを終了した時、ほとんどのパラメータは保存されます。プログラムを再スタート
した時、再読込みします。
下記図はグラフオプションダイアログボックスです：

次のオプションはグラフオプションを選択できます。:
スクリーン
ベッダー、軸、ベースライン、パラメータ、結果をスクリーン上で選択的にオン、オフできます。
ヘッダーはプロットのトップの見出しです。ヘッダーテキストはヘッダーテキストエリアに入力できます。
ベースラインは視覚的にピークまたは波形を定義するために引かれます。
スクリーンオプションはプリンターオプションとは無関係です。
プリンター
ベッダー、軸、ベースライン、パラメータ、結果をスクリーン上で選択的にオン、オフできます。
プリンターオプションはスクリーンオプションとは無関係です。
軸、反転
選択的に X Y グリッド、X Y 反転のオン、オフができます。
X Y 反転は X Y 軸の極性を変更できます。これは一時的な変更に使用します。 X Y 軸極性をデフォルトに変更したい場合、セットアップメニューのシステムコマンドを使用します。
XY 軸固定項目をチェックすることにより X Y 軸を固定で、固定スケールを入力できます。X、Y 軸は別々に制御できます。
108

6 章 . グラフメニュー

X Y 軸固定がチェックされませんと、X Y スケールは現在使用された値を持ちます。
XY 軸の整数値の印を付けるために、X Y 軸は入力した正確なスケールで固定できないことがあります。
XY タイトル
各電気化学テクニックの場合、システムはデフォルトの XY 軸タイトルを与えます。それをカスタマイズする場合、項目をチェックし、タイトルを入力します。
単位
カスタマイズした X Y 軸タイトルの単位または次元を入力できます。
XY スケール
XY スケールの変更によりプロットサイズを変更できます。デフォルト XY スケールはサイズで 1 です。
これはパプリケーションのために必要なサイズにプロットしたい時、またはワープロに図をペーストする時、有効です。
データ
プロットしたいデータを選択します。テクニックにより、選択は変ります。現在のデータプ
ロットコマンドを参照して下さい。
電流密度
この項目がチェックされた時、電流密度が表示されます。
電極面積
電極面積は電流密度を計算するために使用されます。
電圧 対 参照電極
デフォルトにより、電位軸タイトルは Potential / V です。この項目がチェックされている場
合、実験に使用される参照電極のタイプが電位軸タイトルに添付されます。例えば、電位軸はPotential / V vs SCE となります。参照電極 : プロンプットした後、編集ボックスの参照電極を入
力します。
ヘッダー
これはヘッダーテキスト編集ボックスです。ヘッダーをここに入力します。プロットのトッ
プにベッダーを表示する場合、スクリーンまたはプリンターオプションのヘッダーチェックボッ
クスをチェックします。
注
これは注テキスト編集ボックスです。注をここに入力します。注はプロットに表示できませんが、データ情報として表示され、データファイルに保存されます。実験のコメント、実験の条件、目的を後で思い出すために利用します。
このコマンドはツールバーボタンがあります：109

6 章 . グラフメニュー

色、説明コマンドこのコマンドを使用すると、グラフプロットの色、説明が選択できます。
バックグラウンド、軸、グリッド、データ曲線の色の変更ができます。データ曲線、グリッドの説明もまた変更できます。
色、説明はプログラム終了時、プログラムの終了時に保存され、プログラムを起動する時に読込みます。
テキストの色を変更する場合、フォントコマンドを使用して下さい。
下記図は色、説明コマンドのダイアログボックスです：

次のオプションはプロットの色、説明を選択できます。:
曲線 #曲線 0 は最近のデータを表します。曲線 1 〜 9 は多重プロット用です。多重された曲線はここで定義された順番の色が使用されます。
色
データ曲線、グリッド、軸、バックグラウンドの色を選択できます。色を変更する場合、変更プッシュボタンを押します。システムは色ダイアログボックスを表示し、色が選択できます。
色ダイアログボックスについての詳細を知りたい場合、ウィンドウズユーザーズマニュアルを参照して下さい。
テキストの色を変更する場合、フォントコマンドを使用して下さい。
説明
データ曲線、グリッド説明を選択できます。説明はライン、ポイント、○、他のパターンになります。
曲線またはグリッドの説明用にポイントが選択された時、あるプリンターまたはプロッター
では表示されないかもしれません。例えば、HP 社レザージェット IV は HPGL モードでドットを印字しませんが、ラスターモードではドットを印字します。プリンターの最適な組み合せについてはプリンターのマニュアルを参照して下さい。
110

6 章 . グラフメニュー

サイズ
説明のサイズまたはラインの厚みを指定できます。
間隔
プロットのデータ密度を変更できます。オリジナルデータ密度は 1 です。大きな間隔はデー
タポイント密度を低下します。これは多重プロットと異なる説明を使用した時、有効です。
デフォルト
このプッシュボタンを押しますと、全ての色、説明をシステムのデフォルトにリセットします。
このコマンドはツールバーボタンがあります：111

6 章 . グラフメニュー

フォントコマンドこのコマンドを使用すると、プロットで使用されたテキストのフォント ( スタイル、サイズ、色 ) を選択できます。
プリンターの Y 軸タイトル回転角度を選択できます。
フォントはプログラムを終了した時、保存されます。プログラムを再スタートした時、再読込みされます。
下記図はフォント選択ダイアログボックスです：

フォント、スタイル、サイズ、テキストの色を変更する場合、変更プッシュボタンを押します。
Y 軸は下からトップまで移動できますが、プリンターにより文字の回転角度を定義できます。
例えば、HP 社レザージェット IV は希望の回転を 90°として定義できますが、IBM、Lexmark
4039 12R は 270°として定義されます。 Y 軸タイトルが上から下に変わった場合、選択を変更します。
システムはフォントダイアログボックスを表示し、フォントを選択できます。フォントについて更に詳細を知りたい場合、ウィンドウズユーザーマニュアルを参照して下さい。
デフォルトプッシュボタンを押しますと、全てのフォントはシステムのデフォルトにリセッ
トされます。
このコマンドはツールバーボタンがあります：112

6 章 . グラフメニュー

クリップボードへのコピーコマンド
このコマンドを使用しますと、プロットをクリップボードにコピーできます。そのデータをワープロ等にペーストできます。
このコマンドは測定またはデジタルシュミレーションを実行中にも働きます。
このコマンドはツールバーボタンがあります：

113

7 章 . データ処理メニュー

スムージングコマンド
このコマンドを使用すると、現在のデータのスムージングを行います。
スムージングのダイアログボックスを示します。:

スムージングを行う場合、OK プッシュボタンをクリックします。
次のオプションはスムージングのパラメータとモードを選択できます。:
モードの選択スムージングモードの選択 : 最小二乗法またはフーリエ変換スムージング
最小二乗法
Savitzky、Golay アルゴリズムはこのテクニックで使用されます。5 〜 49 までの奇数ポイン
トはスムージングで使用されます。ポイント数が多いと、スムージング効果は良くなりますが、歪みも大きくなります。
Savitzky、Golay アルゴリズムの詳細については、"Smoothing and Differentiation of Data by
Simpliﬁed Least Squares Procedures", Anal. Chem., 36, 1627-1639 (1964) を参照して下さい。
FT カットオフ (1/s or 1/V)
フィルターカットオフ周波数を指定します。タイムベース実験の場合、CA, CC, TB..., を含み、
1/s または Hz は単位です。ボルタンメトリーの場合、単位は 1/V.、物理的な意味は 1 ボルトのポテンシャル範囲でシグナルサイクルが何回許容されるかです。カットオフが低いと、スムー
ジング効果は良好ですが、歪みを生じます。
フーリエ変換スムージングは D.E. Smith 等により提案された方法によって行われます。アル
ゴリズムの詳細については "Some Observations on Digital Smoothing of Electroanalytical Data Basedon the Fourier Transformation", Anal. Chem., 45, 277-284 (1973) を参照して下さい。
一般的に、フーリエ変換スムージングは非常に効果的です。シグナルバンドはノイズバンドと分離される場合、歪みも小さくなります。一方この方法は相対的に時間がかかります。
測定後のスムージング
このボックスがチェックされると、測定後、自動的にスムージングされます。TAFEL, BE,
IMP のようなテクニックではスムージングはできません。 このオプションはコントロールメ
ニュー測定状況コマンドからオン、オフできます。
現在のデータの無効
このボックスをチェックしますと、現在のデータはスムージングされたデータに交換されます。さもなければ、スムージングデータは表示されますが、現在のデータを無効にしません。
この場合、グラフィックメニューから現在のデータのプロットコマンドを実行した時、オリジ
ナルデータは再度現れます。
114

7 章 . データ処理メニュー

このコマンドはツールバーボタンがあります：

115

7 章 . データ処理メニュー

微分コマンドこのコマンドを使用すると、現在のデータを微分します。
一次微分すると Y 軸は Y 単位 /X 単位となります。例えば、ボルタンメトリーの場合、Y 軸
は A/V となり、i-t の場合、Y 軸は A/S となります。新しい単位は明確に表示されないが、注意
してください。
システムは微分ダイアログボックスを表示します。

微分を行う場合、OK プッシュボタンをクリックします。
次のオプションは微分の次数、パラメータを選択できます :次数の選択
微分の次数、一次、二次、三次、四次、または五次を選択します。
最小二乗法
Savitzky、Golay アルゴリズムで微分を行う時に使用されます。5 〜 49 までのポイントの奇数が使用されます。微分は高周波数ノイズを増幅する傾向がありますので、相対的に大きな値が考慮されます。ポイント数が多いと、微分データのノイズは少なくなりますが、歪みは大きくなります。
Savitzky、Golay アルゴリズムの詳細については "Smoothing and Differentiation of Data by Simpliﬁed Least Squares Procedures", Anal. Chem., 36, 1627-1639 (1964) を参照して下さい。
現在のデータの無効
このボックスをチェックしますと、現在のデータはスムージングされたデータに交換されます。さもなければ、スムージングデータは表示されますが、現在のデータを無効にしません。
この場合、グラフィックメニューから現在のデータのプロットコマンドを実行した時、オリジ
ナルデータは再度現れます。
このコマンドはツールバーボタンがあります：

116

7 章 . データ処理メニュー

積分コマンドこのコマンドを使用すると、現在のデータを積分します。
積分すると Y 軸は Y 単位 x X 単位となります。例えば、ボルタンメトリーの場合、Y 軸はAV となり、i-t の場合、Y 軸は AS( クーロン ) となります。新しい単位は明確に表示されないが、注意してください。
システムは積分ダイアログボックスを表示します。

積分を行う場合、OK プッシュボタンをクリックします。
次のオプションは積分のパラメータの選択を行います。:
現在のデータの無効
このボックスをチェックしますと、現在のデータはスムージングされたデータに交換されます。さもなければ、スムージングデータは表示されますが、現在のデータを無効にしません。
この場合、グラフィックメニューから現在のデータのプロットコマンドを実行した時、オリジ
ナルデータは再度現れます。

117

7 章 . データ処理メニュー

半積分、半微分コマンド
このコマンドを使用すると、現在のデータを半積分または半微分できます。
半微分、半積分は有効です。半微分を使用すると拡散のピークをガウスピークに変換でき、解像度の向上と測定が容易になります。拡散ピークをシクモイド波形に変換し、時間―独立した定常状態プラトーになります。電流―電圧半対数分析を含むポーラログラフィック理論デー
タ解釈に使用できます。
システムは半積分、半微分ダイアログボックスを表示します。

半積分または半微分を行う場合、OK プッシュボタンをクリックします。
次のオプションは畳み込みのパラメータを選択できます。:
次数の選択
半積分または半微分の一方を選択します。
現在のデータを無効
このボックスをチェックすると、現在のデータは畳み込みされたデータに交換されます。さもなければ、畳み込みされたデータは表示されますが、現在のデータを無効にしません。この場合、グラフィックメニューの現在のデータプロットコマンドが実行され、オリジナルデータ
が再度現れます。
このコマンドはツールバーボタンがあります：

118

7 章 . データ処理メニュー

書き込みコマンドこのコマンドを使用すると、現在のデータに更にデータポイントを挿入できます。
システムは書き込みダイアログボックスを表示します：

書き込みを行う場合、OK プッシュボタンをクリックします。
次のオプションは書き込みパラメータを選択できます :データ挿入密度
数値を大きくすると、最終データ密度は高くなります。データポイント数がメモリーサイズ
を超えた時、警告が表れ、コマンドは終了します。データ挿入密度は 2 の指数のみです。フーリエ変換はこの場合、使用されます。
現在のデータ無効
このボックスをチェックされますと、現在のデータは書き込みデータに交換されます。さもなければ、書き込みデータは表示されますが、現在のデータを無効にしません。この場合、グラフィックメニューの現在のデータプロットコマンドを実行した時、オリジナルデータが再度
現れます。

119

7 章 . データ処理メニュー

ベースラインフィッティング & 減算コマンド
このコマンドを使用しますと、ベースラインフィッティングと現在のデータからフィッティ
ング曲線を差し引きます。
ベースラインフィッティング & 減算ほ行う場合、2 つのピークの足もとの電位を特定する必要があります。また、アルゴリズムとフィッティング次数をしている必要があります。ベース
ラインフィッティング & 減算は限定したピークのみに働きます。全てのテクニックには働きません。
ベースラインフィッティング & 減算ダイアログボックスを表示します：

CV データのようにデータセグメントが多数ある場合、グラフィックスメニューのグラフオ
プションコマンドを用いて操作できるデータ組を選択できます。
次のオプションはフィッティングパラメータを選択でき、データの各種条件も保存できます。
ピーク範囲
ベースラインをフィットする時、ピークのデータポイントは避けなければなりません。2 つのピーク範囲を指定する必要があります。べースラインフィッテングか理想的でない場合、ピー
ク範囲の調整または多項式の次数の調整が必要かもしれません。
ピークが幾つかある場合、ピークの数に応じてピーク範囲を設定します。ベースラインフィッ
ティングに使用しない全体の電位または時間範囲を指定します。最大 5 ピーク範囲まで設定できます。
ベースラインフィッティングアルゴリズム次数
フィッティングのアルゴリズムと次数を指定する必要があります。フィッティングには 2 つのアルゴリズムがあります。直交最小二乗法と最小二乗法があります。2 つとも多項式フィッティングに基づいています。多項式の次数はベースラインの波形に関係します。直線の場合は
1 次次数 , aX+b です。二次次数フィッティングでは aX2+bX+c となります。最適なフィッティン
グを行いたい場合、フィッティングアルゴリズムを調整し、ピーク電位範囲の調整が必要です。
オリジナルデータを無視するために保存
OK ボタンをクリックする時、何もせずを選択した場合、スクリーンにはオリジナルデータとフィットしたベースラインが表示されます。オリジナルデータは変更されません。差分を選択した場合、オリジナルデータは差分データに交換されます。差分データはオリジナルデータ120

7 章 . データ処理メニュー

からベースラインデータを引き算して得られます。ベースラインを選択した場合、フィットしたベースラインデータが保存されます。
ベースライン参照
このボタンを押しますと、フィッテング結果を評価するためにオリジナルデータとフィットしたベースラインを参照できます。フィッティングの結果を確認する上で重要な操作です。ピー
クの定義ラインが視覚を妨げるようであれば、グラフィックスメニューのグラフオプションのスクリーンベースラインをオフにします。
オリジナルデータは変更されません。グラフィックスメニューの現在のデータをプロットを呼び出せば、オリジナルデータが表れます。
差分参照
このボタンを押しますと、フィッテング結果を評価するためにオリジナルデータとフィットしたベースラインを表示します。これはフィッティングの結果を評価する上で役に立ちます。
オリジナルデータは変更されません。グラフィックスメニューの現在のデータをプロットを呼び出せば、オリジナルデータが表れます。
このコマンドはツールバーボタンがあります：

121

7 章 . データ処理メニュー

ベースライン補正コマンド
このコマンドを使用しますと、現在のデータの視覚的にベースラインを補正します。ベース
ラインの勾配の補償、曲線の dc レベルのシフトができます。
ベースラインの補正コマンドは一度のみ使用できます。一回以上ベースラインを補償、シフトさせる場合、繰り返しこのコマンドを実行します。
システムはベースライン補正ダイアログボックスを表示します：

ベースライン補正する場合、最初に OK プッシュボタンをクリックします。マウスカーソル
は上矢印に変わります。
ベースライン勾配を補償する場合、開始点でマウスボタンを押し、マウスをドラッグし、ベースラインを形成するポイントに広げます。マウスボタンを離しますと、このラインはデータから差し引かれます。X 軸の補償範囲はラインが引かれる範囲です。
dc レベルをシフトする場合、水平ラインを引くためにマウスを使用します。このラインが曲
線のゼロラインとなります。dc レベルのシフトは全体の曲線に適用されます。X 軸範囲をカバーするラインを引く必要はありません。
CV データのように一つ以上のセグメントのデータが得られる場合、グラフィックメニューのグラフオプションコマンドを使用して、操作できるデータセットを選択できます。
ベースライン補正コマンドは一度だけ起動できます。一回以上ベースラインシフトまたは補償を行う場合、繰り返しこのコマンドを使用します。
次のオプションは現在のデータがベースライン補正データに交換されたかどうかを調べることができます。
現在のデータを無効
このボックスをチェックすると、現在のデータはベースライン補正データに交換されます。
さもなければ、ベースライン補正データは表示されますが、現在のデータを無効にしません。
この場合、グラフィックメニューの現在のデータプロットコマンドが起動された時、オリジナ
ルデータが再表示されます。

122

7 章 . データ処理メニュー

データポイント除去コマンド
このコマンドを使用すると、現在のデータの中で必要ないデータポイントを除去できます。
最初または最後にデータポイントを除去できます。
システムはデータポイント除去ダイアログボックスを表示します：

必要のないデータポイントを除去する場合、OK プッシュボタンをクリックします。
次のオプションはデータポイント除去のパラメータの選択ができます。:
最初のデータポイントの除去
データの最初にポイントを除去する場合、チェックボックスはチェックしなければなりません。編集ボックスで除去するデータポイント数を入力します。チェックボックスが未チェックの場合、または除去するデータポイントの数がゼロの場合、本項目は起動しません。
最終データポイントの除去
データの最終点でのポイントを除去する場合、編集ボックスで、チェックボックスはチェッ
クしなければなりません。編集ボックスで除去するデータポイント数を入力します。チェックボックスが未チェックの場合、または除去するデータポイントの数がゼロの場合、本項目は起動しません。
現在のデータを無効
このボックスをチェックすると、現在のデータはデータポイント除去後、新しいデータに交換されます。さもなければ新しいデータは表示されますが、現在のデータを無効にしません。
この場合、グラフィックメニューの現在のデータプロットコマンドが起動された時、オリジナ
ルデータが再表示されます。

123

7 章 . データ処理メニュー

データポイント修正コマンド
このコマンドは、現在アクティブデータのデータポイントを画像的に変更するコマンドです。
不正な水銀滴等のためにデータポイントの修正が行えます。
システムはデータポイント修正ダイアログボックスを表示します：

データポイントを修正する場合、最初に OK プッシュボタンをクリックします。マウスカー
ソルは上矢印カーソルに変わります。
データ表示範囲内でマウスカーソルを移動する時、十字カーソルはマウスカーソルの X 軸部分に相当するデータポイントに表われます。変更したいデータポイントを選択するために水平にマウスを移動します。十字カーソールが選択したポイントに表れた時、マウスボタンを押します。データポイントを移動したい方向に上下にマウスをドラッグします。十字カーソルはそれに相当して上下に移動します。十字カーソルが変更したいデータポイントの位置した時、マウスボタンを離します。古いポイントは消去され、新しいポイントが新しい位置に表れます。
次のオプションは修正したいデータセットの選択、現在アクティブデータを修正したデータで上書きが行えます。
データセット
変更したいデータセットを選択します。使用する電気化学テクニックによって選択します。
現在のデータを無効
このボックスをチェックすると、現在のデータはデータポイント修正後、新しいデータに交換されます。さもなければ新しいデータは表示されますが、現在のデータを無効にしません。
この場合、グラフィックメニューの現在のデータプロットコマンドが起動された時、オリジナ
ルデータが再表示されます。

124

7 章 . データ処理メニュー

バックグラウンド減算コマンド
このコマンドはデータセット 2 組の差をとります。最初にブランクの溶液を測定し、データファイルを保存します。次に、サンプルを測定します。バックグラウンド減算を行うためにこのコマンドを使用します。
バックグラウンド減算を行う場合、バックグラウンドデータは同じ実験タイプ、同じ X デー
タ配列にしなければなりません。さもなければ、エラーメッセージが発生し、コマンドが終了します。
システムはバックグラウンド減算ダイアログボックスを表示し、現在のデータから引算をするバックグラウンドデータファイルを選択できます。

次のオプションは選択したいファイルを指定できます。:
ファイル名
ファイル名を選択します。拡張子を入力する必要はありません。システムは自動的にファイル名に拡張子を付けます。
ファイルタイプの一覧
ファイルタイプを選択します。 "bin"( バイナリーデータファイル ) が利用できます。
ドライブ
ファイルを保存するドライブを選択します。
ディレクトリーファイルを保存するディレクトリーを選択します。

125

7 章 . データ処理メニュー

シグナル平均コマンド
このコマンドを使用すると現在のデータ、ディスクデータファイルをシグナル平均します。
現在のデータは常に加わります。いくつかのデータセットは一緒に加わり、データセットの数で分割されます。データセットが現在のデータと X 配列が異なる場合、エラーメッセージが発生し、このデータセットは無視されます。
システムはシグナル平均ダイアログボックスを表示し、シグナル平均用データファイルを選択できます。

次のオプションは選択したいファイルを指定できます。:
ファイル名
ファイル名を選択します。拡張子を入力する必要はありません。システムは自動的にファイル
名に拡張子を付けます。多数のファイルを選択する場合、選択したいファイル名にマウスを移動し、Ctrl キーを押しながらマウスの左ボタンをクリックします。
ファイルタイプの一覧
ファイルタイプを選択します。 "bin"( バイナリーデータファイル ) が利用できます。
ドライブ
ファイルを保存するドライブを選択します。
ディレクトリーファイルを保存するディレクトリーを選択します。

126

7 章 . データ処理メニュー

数学操作コマンドこのコマンドを使用すると、現在のデータを数学処理できます。X 、Y 配列上で作業できます。
許容された操作は加算、減算、乗算、除算、自然対数、対数、二乗、平方根、逆数です。
システムは数学操作ダイアログボックスを表示します：

数学操作を行なう場合、OK プッシュボタンをクリックします。
次のオプションは操作のタイプ、データ配列を選択できます。:
操作の選択
データを適用したい操作の選択を行ないます。加算、減算、乗算、除算が選択された場合、操作方法を決めなければなりません。
データの選択
操作するために X データまたは Y データ配列のどちらかを選択できます。
現在のデータを無効
このボックスをチェックすると、現在のデータは数学操作されたデータに交換されます。さもなければ、数学操作されたデータは表示されますが、現在のデータを無効にしません。この場合、グラフィックメニューの現在のデータプロットコマンドが起動された時、オリジナルデー
タが再表示されます。

127

7 章 . データ処理メニュー

フーリエスペクトルコマンド
このコマンドを使用して、現在のデータのフーリエスペクトルを得ることができます。
システムはフーリエスペトクルダイアログボックスを表示します：

フーリエスペトクルを作る場合、OK プッシュボタンをクリックします。
次のオプションはフーリエスペトクルを作るためにパラメータの選択ができます。:
X スケール
フーリエスペトクルの X データ配列は n 成分、1/s スケールまたは 1/V スケールになります。
n 成分は汎用のケースです。全てのテクニックにて利用できます。その物理的な意味は実験パ
ラメータに応じて見出されます。1/s、1/V は明らかに物理的な意味があります。タイムベース
実験の場合、1/s が使用されます、そして 1/V は有効ではありません 。ボルタンメトリー実験の場合、1/V が使用されます。1/s は有効ではありません。サイクリックボルタンメトリー、リニアースィープボルタンメトリーでは 1/s、1/V 両方が使用できます。
Y スケール
Y データ配列はフーリエ係数です。リニアースケールまたは対数スケールのどちらかを選択します。
現在のデータの無効
このボックスをチェックすると、現在のデータはフーリエスペクトルデータに交換されます。
さもなければ、フーリエスペクトルは表示されますが、現在のデータを無効にしません。この場合、グラフィックメニューの現在のデータプロットコマンドが起動された時、オリジナルデー
タが再表示されます。

128

8 章 . 分析メニュー

キャリブレーション曲線コマンド
このコマンドはキャリブレーション曲線を作成するコマンドです。システムはキャリブレー
ション曲線ダイアログボックス を表示します。

次のオプションはキャリブレーション曲線計算またはプロット用のデータ入力が行えます。

スタンダード #スタンダード溶液から得られるピーク高さ / 電流、濃度を入力します。
未知物質
未知物質濃度計算するために未知物質のピーク高さを入力します。
X 軸タイトル
プロットする X 軸タイトル ( 濃度 ) を入力します。
X 軸単位
プロットする X 軸単位または次元 (ppm, または M) を入力する
Y 軸タイトル
プロットする Y 軸タイトル ( ピーク電流 ) を入力します。
Y 軸単位
プロットする信号単位または次元 (A) を入力する。
ヘッダー
これはヘッダーテキスト編集ボックスです。ここにヘッダーを入力します。プロットの上部にヘッダーを表示させる場合、グラフオプション コマンドを使用して、ヘッダーチェックボッ
クスをチェックして下さい。
注意
これは注意テキスト編集ボックスです。ここに注意を入力します。注意はプロットに表示ざれませんが、データファイルに保存されます。データに関するコメントを記入し、後でデータの条件、目的について参照できます。
読込み保存したデータを読み込むためのコマンドです。
129

8 章 . 分析メニュー

保存
データ保存するためのコマンドです。XY タイトル、単位、ヘッダー、注意がデータと一緒に保存されます。
計算
キャリブレーション曲線のスロープ、切片、係数を計算するためのコマンドです。未知物質のピーク高さを入力すると、未知物質濃度も算出されます。
プロット
キャリブレーション曲線をプロットするためのコマンドです。
プロットはデータ範囲に応じて自動的にスケーリングされます。スケールを固定する場合、グラフオプション コマンドを使用して下さい。
操作法
このコマンドを用いると、キャリブレーション曲線（検量線）
を作成することができます。
各濃度で測定した際のピーク
電流値をダイアログボックス
内に入力してください。入力
後計算をクリックし未知濃度の ピ ー ク 高 さ を 入 力 す る と、濃度が自動的に計算されます。

プロットをクリックすると検量線を作成することができます。検量線の傾き、切片、相関係数、未知濃度のサンプル濃度が右上に表示されます。検量線で得られた傾きと切片は他のコマンドでも使用しますので必要な場合は記録してください。

130

8 章 . 分析メニュー

スタンダード添加コマンド
このコマンドを用いてスタンダード添加法による未知物質濃度のを算出するためのコ
マンドです。システムはスタンダード添加ダイアロッグボックス を表示します。

スタンダード添加法の場合、最初に未知物質を測定し、ピーク高さを記録します。次にスタ
ンダード溶液を添加します。添加を行いながら、ピーク高さを再度測定します。通常、添加量
はサンプル組成を維持するために総容量以下にしなければなりません。増加濃度は未知物質と比較します。
次のオプションは未知物質のキャリブレーション曲線計算またはプロット用のデータ入力が
行えます。
未知濃度
未知物質濃度計算用のピーク高さを入力する
添加 #スタンダード溶液を添加した後、濃度とピーク高さ / 電流を入力します。
X 軸タイトル
プロットする X 軸タイトル ( 濃度 ) を入力します。
X 軸単位
プロットする X 軸単位または次元 (ppm, または M) を入力する
Y 軸タイトル
プロットする Y 軸タイトル ( ピーク電流 ) を入力します。
Y 軸単位
プロットする信号単位または次元 (A) を入力する。
ヘッダー
これはヘッダーテキスト編集ボックスです。ここにヘッダーを入力します。プロットする上部にヘッダーを表示させる場合、グラフオプション コマンドを使用して、ヘッダーチェックボッ
クスをチェックして下さい。
注意
これは注意テキスト編集ボックスです。ここに注意を入力します。注意はプロットに表示ざれませんが、データファイルに保存されます。データに関するコメントを記入し、後でデータの条件、目的について参照できます。
131

8 章 . 分析メニュー

読込み
保存したデータを読み込むためのコマンドです。
保存
データ保存するためのコマンドです。XY タイトル、単位、ヘッダー、注意がデータと一緒に保存されます。
計算
キャリブレーション曲線のスロープ、切片、係数を計算するためのコマンドです。未知物質のピーク高さが得られたならば、未知物質濃度も算出されます。
プロット
キャリブレーション曲線をプロットするためのコマンドです。
プロットはデータ範囲に応じて自動的にスケーリングされます。スケールを固定する場合、グラフオプション コマンドを使用して下さい。
操作法
このコマンドを用いるとスタンダード
添加法により、未知濃度のサンプル濃度を計算できます。
まずはじめに未知濃度サンプルのピー
ク 高 さ を 記 録 し て く だ さ い。 そ の 後、標準溶液を数回添加し、その際のピー
ク高さを記録してください。添加する
標準溶液の量はマトリックス効果などを避けるためできるだけ少量にして下さい。
未知濃度のサンプルのピーク高さと、添加後のピーク高さを入力後、計算をクリックすると自動的に未知濃度が計算されます。プロットをクリックすると、標準添加曲線を描くことができます。
プロットをクリックすると、標準添加曲線を描くことができます。スロープ、相関係数および濃度が右上に表示されます。

132

8 章 . 分析メニュー

データファイルレポートコマンド
このコマンドを用いて保存したデータファイル用のレポートを作成します。
システムはデータファイルレポートダイアログボックス を表示します。

次のオプションはキャリブレーション曲線のピークポテンシャル窓、スロープ、切片を入力
し、レポート用のデータファイルを選択できます。
成分
調べる成分名を入力します。最大 4 成分探索、レポートできます。
Ep From and Ep To
Ep From 、Ep To のピークポテンシャル範囲を入力します。プログラムはピークを探索する時、特定範囲の第一のピークが選択されます。異なる成分の場合、別の値を入力しなければなりません。
勾配
成分のキャリブレーション曲線の勾配を入力します。成分濃度を算出するのに使用されます。
各成分の独自の勾配を有します。濃度レポートが選択され、勾配がゼロの場合、警告が表れます。
切片
成分のキャリブレーション曲線の切片を入力します。成分濃度を算出するのに使用されます。
各成分の独自の切片を有します。
ピーク波形
データの特性に応じてピーク波形を選択できます。ピーク波形はガウス、拡散またはジクモ
イド波形です。
データ形式
濃度をレポートするためにオリジナルデータ、半微分、一次微分を選択できます。
種の数
データファイルレポート用に種の数を入力します。

133

8 章 . 分析メニュー

濃度単位
濃度単位、または次元 (ppm または M) を入力します。
レポートファイル名
レポートテキストファイルを保存する場合、レポートファイル名を入力します。ファイル名が存在する場合、無効の警告が表れます。ファイル名が入力されませんと、レポートは保存されません。
レポートデータ形式
濃度またはピーク電流をレポートにします。
ヘッダー
これはヘッダーテキスト編集ボックスです。ここにヘッダーを入力します。プロットする上部にヘッダーを表示させる場合、グラフオプション コマンドを使用して、ヘッダーチェックボッ
クスをチェックして下さい。
注意
これは注意テキスト編集ボックスです。ここに注意を入力します。注意はプロットに表示ざれませんが、データファイルに保存されます。データに関するコメントを記入し、後でデータの条件、目的について参照できます。
読込み保存したデータを読み込むためのコマンドです。
保存
デ ー タ 保 存 す る た め の コ マ ン ド で す。
XY タイトル、単位、ヘッダー、注意がデー
タと一緒に保存されます。

B

レポート
このコマンドを用いてデータファイルレ
ポートを作成します。

A

操作法
このコマンドを用いると、ボルタモグラムの指定した電位範囲内に在るサンプルピー
クを自動的に検出し、それらのピーク高さ（濃度）を表示します。レポートを行う前に、検量線からスロープと切片を出しておく必要があります。

134

8 章 . 分析メニュー

ピークが在る電位範囲を指定して下さい。異なった物質についてそれぞれレポートを行う場合には、それぞれの電位範囲と、傾きおよび切片（検量線から）を入力して下さい。
A と B の電位範囲を下記のように入力します。
ピーク形状は通常 Diffusive を、データは Original を選択してください。微小電極の場合、ピーク形状は Sygmoidal、容量電流の大きな電極は Gausian を選択して下さい。
レポートをクリックしレポートを行いたいデータを選択してください。分析レポートとして下図のように各ピークの濃度（電流値）が自動的に計算されます。

135

8 章 . 分析メニュー

時間依存コマンドこのコマンドを用いますと、保存データファイルからピークの時間依存または濃度のレポー
トまたはプロットを作成します。
このコマンドは保存データファイルからデータを読込み、ピークを探索します。ピーク高さ
または濃度は時間依存レポート用に使用されます。全ての有効データファイル ( 特定のピーク
を含む ) は実景測定時間に応じて保存されます。最初に開始時間が割当てられ、残りの実験時
間は開始時間を差し引いて得られます。
システムは時間依存ダイアログボックス を表示します。:

次のオプションはキャリブレーション曲線のピークポテンシャル窓、スロープ、切片を入力し、時間依存レポートまたはプロット用のデータファイルを選択できます。
成分
調べる成分名を入力します。最大 4 成分探索、レポートできます。
Ep From and Ep To
Ep From 、Ep To のピークポテンシャル範囲を入力します。プログラムはピークを探索する時、特定の範囲の第一のピークが選択されます。異なる成分の場合、別の値を入力しなければなりません。
勾配
成分のキャリブレーション曲線の勾配を入力します。成分濃度を算出するのに使用されます。
各成分の独自の勾配を有します。濃度レポートが選択され、勾配がゼロの場合、警告が表れます。
切片
成分のキャリブレーション曲線の切片を入力します。成分濃度を算出するのに使用されます。
各成分の独自の切片を有します。
ピーク波形
データの特性に応じてピーク波形を選択できます。ピーク波形はガウス、拡散またはジクモ
イド波形です。
データ形式
濃度をレポートするためにオリジナルデータ、半微分、一次微分を選択できます。
136

8 章 . 分析メニュー

Y Axis Title
プロットする Y 軸タイトル ( 濃度またはピーク電流 ) を入力します。
濃度単位
濃度単位、または次元 (ppm または M) を入力します。
レポート名
レポートテキストファイルを保存する場合、レポートファイル名を入力します。ファイル名が存在する場合、無効の警告が表れます。ファイル名が入力されませんと、レポートは保存されません。
レポートデータ形式
濃度またはピーク電流をレポートにします。
ヘッダー
これはヘッダーテキスト編集ボックスです。ここにヘッダーを入力します。プロットする上部にヘッダーを表示させる場合、グラフオプション コマンドを使用して、ヘッダーチェックボッ
クスをチェックして下さい。
注意
これは注意テキスト編集ボックスです。ここに注意を入力します。注意はプロットに表示ざれませんが、データファイルに保存されます。データに関するコメントを記入し、後でデータの条件、目的について参照できます。
読込み保存したデータを読み込むためのコマンドです。
保存
データ保存するためのコマンドです。XY タイトル、単位、ヘッダー、注意がデータと一緒に保存されます。
レポート
このコマンドを用いてデータファイルレポートを作成します。
プロット
このコマンドを用いますと、時間依存プロットを作成します。
操作法
このコマンドを用いると指定した電位範
囲内に在るピークの経時的な濃度変化をプロットすることができます。右記のような 4つのボルタモグラム A のピークの経時変化を見たい場合は、まずピークの在る電位範囲を指定し、検量線から得られた傾きと切片をダイアログボックスに入力します。プ
ロットをクリックすると自動的に濃度計算を行いグラフを描きます。X 軸の時間は最初に測定を行った時間（ボルタモグラムの右上に示される）を０とし、それからの経過時間で示されます。

A137

8 章 . 分析メニュー138

8 章 . 分析メニュー

スペシャルプロットについてスペシャルプロットはターフェルプロットを解析します。特に、腐食電流、分極抵抗を算出できます。ターフェルプロットは腐食速度の電気化学計測法として利用されています。ターフェ
ルプロットは分極曲線 (logI vs E) の直線部を腐食電位に外挿して腐食電流を求めることができます。最初に、ターフェル測定したデータを読込みます。

そしてデータ選択しますと、ターフェルプロットが表示されます。

ターフェル式

η=RTRT
ln i0 −
ln i
α nF
α nF

( η : 腐食電位 )次 に タ ー フ ェ ル プ ロ ッ ト を 解 析 す る た め に、 メ
ニューコマンドの分析をクリックしますと、スペ
シャルプロットコマンドが表れます。それを選択し
ます。

139

スペシャルプロット

8 章 . 分析メニュー

本コマンドを選択しますと、腐食速度計算画面が現れ、平衡電位、各カソード、アノードの電位範囲も自動的に表示されます。そして、ターフェルプロットを参照しながら、アノード、キャ
ソードの腐食電位の直線範囲を入力します。
電位範囲の入力

データセグメント
データセグメントが 1 つ以上ある場合、腐食速度を計算するデータセグメントを指定して下さい。
平衡電位 E
プログラムは電流がゼロまたは最小値の電位を検索し、平衡電位に相当する電位を割り当てます。プログラムが報告したでデフォルト値に変更して下さい。
カソードターフェル勾配電位範囲
カソードターフェル勾配電位範囲は平衡電位より− 60mV でスタートします。100mV の範囲を有します。この電位範囲は変更できます。
アノードターフェル勾配電位範囲
アノードターフェル勾配電位範囲は平衡電位より + 60mV でスタートします。100mV の範囲に拡大します。この電位範囲は変更できます。
計算
データセグメント、平衡電位、アノード、カソード電位範囲を設定したら、計算ボタンをクリッ
クしますとアノード、カソードターフェル勾配、直線分極抵抗 (Ω)、腐食電流が得られます (A)。
そして、計算ボタンをクリックしますと、分極抵抗、腐食電流は自動的に算出します。

自動計算

このように簡単に必用なパラメータを求めることができます。
140

9 章 . シミュレーションメニュー

メカニズムコマンド
シミュレーションを行う前、反応メカニズム、各種の濃度、反応速度パラメータ、実験パラメー
タ、他の変数を使用します。ディスクにシミュレーションに必要な全てのパラメータの保存ま
たはディスクからの読込みができます。平衡濃度のチェックもできます。
システムはデジタルシミュレーションダイアログボックスを表示します：

次のオプションは各種種の反応メカニズム、各種の濃度、反応速度パラメータ、実験パラメー
タ、他の変数を設定できます。ディスクにシミュレーションに必要な全てのパラメータの保存またはディスクからの読込みができます。平衡濃度のチェックもできます。
メカニズム編集
この編集ボックスでは反応メカニズムを編集できます。研究したいメカニズムが前もって定義されているかどうかを見るためにメカニズム選択ボックスをチェックします。メカニズム選
択ボックスのメカニズムをクリックしますと、メカニズムが編集ボックスに表われます。メカ
ニズムが前以って定義されたものと同じでも、1230B 以下のモデルでは編集反応メカニズムは働きません。この編集ボックスに入力した時、メカニズム選択ボックスは ユーザー入力 選
択を変更します。
ユーザー入力の場合、各化学種を表すために A 〜 Z の文字を使用します。文字 "e" は電子移動過程を表わします。上下の文字は交換可能です。スペースは無視されます。ソフトウェアー
は電子移動、一次、二次化学反応の組み合せをシミュレーションできます。最大 11 ステップ、
9 化学種を受入れできます。次の反応は合法的なフォーマットです。:
A+e=B( 還元 )

A- e=B( 酸化 )

A=B( 化学反応 )A=B+C( 化学反応 )A+B=C( 化学反応 )A+B=C+D( 化学反応 )141

9 章 . シミュレーションメニュー

このメカニズムを使用しませんと、他の操作を行う前にエラーメッセージが表われます。
メカニズム選択
前以って定義された反応メカニズムが 10 種類あります。これらは一般的な反応メカニズムです。最初の項目 "User Input" で、モデル 1230B/1232B、1240B/1242B のみでユーザが定義したメカニズムを入力できます。
定義したメカニズムから他のメカニズムを得ることができます。例えば、EEC, ECC, CEC のメカニズムはいくつかの反応速度パラメータをゼロに定義することで ECEC メカニズムを得ることができます。不均一系の電子移動速度 k o をゼロに定義しますと、相当する電子移動ステッ
プには影響がありません。化学反応のフォワード、リバース反応速度定数をゼロに定義しますと、相当する化学反応には影響がありません。
前定義した反応メカニズムをクリックしますと、メカニズムはメカニズム編集ボックスに表れます。"User Input" をクリックしますと、メカニズム編集ボックスは空になります。
研究中のシステム
ソフトウェアーは拡散または吸着系の一方をシミュレーションします。拡散系はプレーナー
拡散と仮定します。吸着系はラングミュアー等温線に従い、両酸化、還元物は強く吸着されると仮定します。
無次元電流
このボックスをチェックしますと、システムは無次元電流を算出します。これは他の理論結
果と比較するのに有益です。このボックスが未チェックですと、電流は濃度、電極面積、実験のタイムスケールに応じて算出されます。
平衡時の初期濃度
このボックスをチェックしますと、システムはシミュレーションが開始した時、平衡時の濃度を算出し、使用します。平衡状態は反応速度パラメータ、入力濃度に応じて算出されます。
このボックスが未チェックですと、シミュレーションは初期条件として入力濃度を使用します。
測定中の濃度プロフィールの表示
このボックスをチェックしますと、シミュレーション中ボルタングラムに沿って濃度プロ
ファイルを表示します。これは反応メカニズムを理解する上で大変良い助けになりますし、学
生教育に有益です。
ボルタングラムの場合、電流の表示スケールはパラメータコマンドにより選択された感度ス
ケールで調べられます。電流軸が高すぎる場合、ボルタングラムはフラットラインとして表れます。電流軸スケールが低すぎますと、データポイントはあらゆる所に散ばります。しかしながら、ポスト測定データはボルタングラムを自動スケールで読めるようにします。ポスト測定
データ表示に応じて、次の測定で感動を変更できます。
濃度プロファイルの場合、相対濃度と距離が使用されます。全ての種のトータル濃度はまとめてセットされます。シミュレーション中の各種の濃度はこの値を参照します。まとめた距離は 6*sqrt(Dt) にセットされます。また、D は拡散係数で、t は任意の実験のトータル時間です。
濃度と距離のスケールの変更する場合、下記の 2 項目を参照して下さい。
濃度範囲
濃度プロフィール表示のスケールを入力します。範囲は 0.001 〜 100,000 です。デフォルトは 1 です。
142

9 章 . シミュレーションメニュー

距離範囲
濃度プロフィール表示の距離スケールを入力します。範囲は 0.001 〜 10 です。デフォルトは1 です。
時間遅延ループ
デジタルシミュレーションのスピードは研究課題、使用するコンピューターの種類に依存します。スピードが速い場合、進行状況または濃度プロフィールのはっきりした変化を見ることができないかもしれません。システムがスローダウンするための二点を計算している間の時間
遅延ループを挿入できます。パラメータの範囲は 0 〜 1×106 です。ベストな遅延ループ数は
研究課題、コンピューターのスピードで決ります。
読込みコマンド
ディスクに保存した *.sim ファイルを読込みできます。これらのファイルはシミュレーショ
ンに必要な全てのファイルを含みます。
システムは開くダイアログボックスを表示し、ファイルを選択します。
保存コマンドこのコマンドを起動するとシミュレーションに必要な全てのコマンドを保存できます。ファイルの拡張子は .sim です。
システムは名前を付けて保存ダイアログボックスを表示し、ファイル名を付けます。
実験変数コマンドシミュレーション用の実験パラメータを設定するためにこのプッシュボタンを押します。
セットアップメニューのパラメータコマンドを通じて実験パラメータを変更できます。
システムはサイクリックボルタンメトリーパラメータダイアログボックスを表示し、使用したいパラメータを選択できます。
反応速度コマンドこのコマンドは、標準不均一系速度定数、標準レドックス電位、チャージ移動係数のような電子移動反応速度パラメータを入力できます。化学反応のフォワード、バックワード速度定数を入力できます。
システムはポテンシャル、速度定数ダイアログボックスを表示し、反応速度パラメータを入力できます。
濃度コマンドこのコマンドは、各化学種の濃度、拡散係数を入力できます。
システムは拡散系の濃度、拡散係数ダイアログボックスまたは吸着系の表面濃度ダイアログ
ボックスを表示し、濃度、拡散係数を指定できます。
平衡コマンドこのコマンドにより、任意の反応速度条件の各化学種濃度を観察できます。
システムは平衡時の濃度ダイアログボックスを表示し、平衡状態を観察できます。
変数コマンドこのコマンドにより、温度、電極面積などの変数を入力できます。
システムはシミュレーション変数ダイアログボックスを表示し、変数を入力できます。

143

9 章 . シミュレーションメニュー

ポテンシャル、反応速度定数ダイアログボックス
このダイアログボックスに反応速度パラメータを入力できます。

左に、反応メカニズムが一覧されます。左側に、反応メカニズムを一覧します。これは各ステップの反応です。右側には、反応のタイプに依存し、2 または 3 パラメータの一方を利用できます。
編集ボックスに最適な値を入力します。
反応が電子移動を含む場合、不均一反応速度 k o 、標準酸化還元電位 E o 、チャージ移動係数αを入力できます。
化学反応を含む場合、この化学反応のフォワード、バックワード速度定数を入力します。
いくつかの反応速度パラメータは既に調べられていることが分るかもしれません。これは n種の濃度は n-1 反応プラス初期濃度により調べられます。種の数以上の式に出会うことがあります。式のいくつかは直線に関連していることがはっきりします。いくつかの反応の平衡定数は調べられ、任意に割り当てされていません。さもなければ、システムは平衡に到着できません。
ソフトウェアーはこの状態を検索し、最適な反応速度定数パラメータを割当てます。一番上に、良く知られる反応速度パラメータを入れ、下に、より知られていないパラメータを入れ、ソフ
トウェアーに反応速度パラメータを調べさせます。調べられた平衡定数は化学反応が関わる場
合、システムはバックワード速度定数を調べます。その場合もフォワード速度定数を入力しなければなりません。電子移動過程が関わる場合、システムはスタンダード酸化還元電位を調べます。更に不均一系の速度定数、αを入力します。

144

9 章 . シミュレーションメニュー

濃度、拡散係数ダイアログボックス
このダイアログボックスを使用すると、濃度、拡散係数の入力が行なえます。

左に反応メカニズムを一覧されています。これは反応の各ステップを思い出させます。また、反応に使用される種も一覧されます。右側には各種に相当する濃度、拡散係数を入力できます。

表面濃度ダイアログボックス
このダイアログボックスを使用すると、表面濃度が入力できます。

左に反応メカニズムが一覧されています。これは反応の各ステップを思い出させます。また、反応に使用される種も一覧されます。右側には各種に相当する表面濃度を入力できます。

145

9 章 . シミュレーションメニュー

平衡時の濃度ダイアログボックス
このダイアログボックスを使用すると、平衡時の濃度が観察できます。

上に反応メカニズムを一覧しています。これは反応の各ステップを思い出させます。また、反応に使用される種も一覧されます。右側には各種に相当する平衡時の濃度を表示されます。

シミュレーション変数ダイアログボックス
このダイアログボックスを使用すると、シミュレーションの変数を変更できます :温度
ここには温度を入力します。熱力学、反応速度パラメータは温度の関数です。
電極面積平方センチメートル当りの電極面積を入力します。電流はプレーナー拡散または表面反応の電極面積に比例します。
キャパシタンス
電極二重層のキャパシタンスを入力します。充電電流はシミュレーションでトータルの電流応答に加算されます。

146

9 章 . シミュレーションメニュー

シミュレーションコマンド
このコマンドを使用しますと、デジタルシミュレーションが行えます。
シミュレーションを行う前に、メカニズム、濃度、反応速度パラメータ、実験パラメータを設定します。
シミュレーションを行う場合、装置とコンピューターを接続し、装置の電源を入れます。プログラムを起動する時、ハードウェアーの確認を行います。
シミュレーション中、スクリーングラフィックスをクリップボードにコピーできます。
ユーザー入力メカニズムは高級機種のみで利用できます。

147

9 章 . シミュレーションメニュー

A.C. インピーダンスのシミュレーション
エーエルエス社製のモデル 1240B/1242B で、インピー
ダンスのシミュレーションが行えるようになりました。
シミュレーションの構成成分を、GUI 操作で、組み立てます。シミュレーションを行う方法について説明いたします。ソフトウェアーのアイコンをクリックし、ソフトを起動します。そして、テクニック画面を表示させ、
A.C.Impedance を選択します。
OK をクリックし、次にシミュレーションのメカニズ
ムを選択します。

このシミュレーションは先程の電気化学シミュレーションと異なります。メニュー画面に専用のアイコンが表れ、それをマウスで選択して、必要な回路構成を描きます。シミュレーション
用のアイコンが表れます。このアイコンを利用して、必要な回路を構成させます。本アイコンの各名称、機能について説明致します。

インピーダンスシミュレーションパラメータ
カット、選択したアイコンを取消す
直前の操作を元に繰り返す

シミュレーション開始

インダクタンス

ファイルを開く
終了

直前の操作に繰り返す

抵抗

キャパシター

コンスタント位相成分

保存
ワルブルグインピーダンス

シミュレーション用のアイコンの説明

148

ヘルプ

9 章 . シミュレーションメニュー

抵抗、キャパシター、インダクタンス、ワルブルグ
インピーダンス、コンスタント位相成分のアイコンをクリックし、必要な回路構成を作成する。最初に、右のブランクの 2 端子が表示している画面が表れます。
抵抗のアイコンを選択、クリックします。そしてブランク画面で再度クリックしますと抵抗のアイコンが表示されます。また、ワルブルグインピーダンスも同様な操作を行います。
必要な成分を選択し、接続します。接続する場合、成分をクリックしますと、その端子マーク (( ● ) が表示され、マウスの左ボタンをホールドしながら、接続したい端子 (( ● ) が表れたら、左ボタンを雛します。
この時点で、回路が作成されます。右のような回路を描きましたら、配線のパターン
を、マウスでクリックしますと、線が赤くなります。赤の横線は上下に移動でき、縦線左右に移動できます。そしてきれいな回路図を作成できます。

完成したシミュレーション回路図

シミュレーション開始アイコンを選択しま
すと、右図のようなナイキスト線図が得られます。グラフィックスのグラフオプションを選択します。そして、グラフオプションのデータら
必要な形式を選択し、OK ボタンをクリックしますと、ボード線図が得られます。

グラフィックスの中のグラフオプションを選択します。グラフオプションの画面が表れます。

149

9 章 . シミュレーションメニュー

グラフオプションのデータからインピーダンスの必
要な表示形式を選択し、OK をクリックします。この
データ表示選択の中には Nyquist,Bode 等の各種デー
タ形式が表示されます。

データ表示選択

各成分のパラメータ設定
成分としては抵抗、キャパシター、インダクタンス、ワルブルグインピーダンス、スタント位
相成分、インピーダンスシミュレーションパラメータから構成されています。シミュレータションを行うためのパラメータの数値を入力します。

抵抗アイコンをクリックしますと、抵
抗のパラメータダイアログボックスが表示されます。

キャパシターアイコンをクリックしま
すと、キャパシターのパラメータダイ
アログボックスが表示されます。

インダクターアイコンをクリックしま
すと、インダクターのパラメータダイ
アログボックスが表示されます。

ワルブルグインピーダンスアイコンをクリックしますと、ワルブルグインピー
ダンスのパラメータダイアログボック
スが表示されます。

150

9 章 . シミュレーションメニュー

コンスタント位相成分アイコンをクリックしますと、ンスタント位相成分のパラメータダイアログボックスが表示されます。

インピーダンスシミュレーションパラメータイコンをクリックしますと、右図のパラメータ
ダイアログボックスが表示されます。
インピーダンス成分の単位と範囲
成分
抵抗 R
キャパシター C
インダクター L
ワルブルグインピーダンス W
一定位相成分 Q

単位
Ohms
Farad
Henry
Siemens・sec1/2
Siemens・secn

範囲0.001 ～ 1 × 1012
1 × 10-12 ～ 1
1 × 10-12 ～ 1
1 × 10-6 ～ 1
1 × 10-12 ～ 1,000

インピーダンス成分の特性
成分
抵抗 R
キャパシター C
インダクター L
ワルブルグインピーダンス W
一定位相成分 Q

インピーダンス
ZR=R
ZC=-j / ω C
ZL=j ω L
ZW=(1Y0)(j ω )-1/2
ZW=(1Y0)(j ω )-n151

コンダクタンス
YR=1/R
YC=j ω C
YL=-J/ ω L
YW=Y0(J ω )1/2
YQ=Y0(j ω )n位相
周波数 - 独立Φ = π /2
Φ =- π /2
Φ = π /4
Φ =n π /2, 0 < n < 1

10 章 . ビューメニュー

データ情報コマンド
このコマンドを使用すると、現在のデータ情報を観察できます。
システムはデータ情報ダイアログボックスを表示します：

次の項目は現在のデータの情報を観察できます。:
ファイル名
この編集ボックスは現在のデータのファイル名を表示します。それが保存されていない場合、ファイル名は当 ｢ 保存狽ﾅす。
データソース
このボックスは測定またはシミュレーションのどちらかを表示します。
モデル
このボックスはデータが取得された時に使用されたモデルを表示します。
日付
このボックスはデータが取得された日付を表示します。
時間
このボックスはデータが取得された時間を表示します。
データ処理実行
このリストボックスはデータ処理のタイプが行われたことを表示します。データ処理のいく
つかのタイプが実行された場合、多数の項目がチェックされます。これは以前このデータセッ
トを実行したことを知ることができます。
ヘッダー
このボックスはヘッダーを表示し、データプロットに表われます。
注
このボックスは実験についての注を表示します。注は実験の目的、条件を知らせます。

152

10 章 . ビューメニュー

データ一覧コマンド
このコマンドを使用すると、実験条件、結果、データの数値を一覧します。
一覧のフォーマットはファイルメニューのテキストファイルフォーマットにより変更できます。
システムはデータ一覧ダイアログボックスを表示し、数値データを観察できます。必要ならば、スクロールバーまたは一覧を使用できます。一覧が長すぎる場合、データの後半部分は切りつめられます。

153

10 章 . ビューメニュー

理論式コマンド
このコマンドを使用すると、電気化学テクニックに関連する理論式を観察できます。
次の式の一覧が利用できます。理論式の詳細ならびに使用方法について "Electrochemical
Methods" A.J. Bard and L.R. Faulkner, Wiley, New York, 1980 を参照して下さい。
理論式
一般式
記号と単位
リニアースィープボルタンメトリー
サイクリックボルタンメトリー
階段波ボルタンメトリー
ターフェルプロット
クロノアンペロメトリー
クロノクーロメトリー
微分パルスボルタンメトノリー
ノーマルパルスボルタンメトリー
矩形波ボルタントメリー
交流ボルタントメリー
第二高調波交流ボルタンメトリー
i-t 曲線
バルク電気分解
ハイドロダイナミック変調ボルタンメトリー
交流インピーダンス
クロノポテンショメトリー
ポテンショメトリックストリッピング分析154

10 章 . ビューメニュー

クロックコマンドこのコマンドを使用すると、現在の年月日、時間を観察できます。
システムはクロックダイアログボックスを表示し、日時を観察できます。時間は定期的に更新できます。

155

10 章 . ビューメニュー

ツールバーコマンド
ファイルを開けるなどのシステムで頻繁に使われるいくつかのコマンドをツールバーに表示、隠したりするためのコマンドです。ツールバーが表示される場合、メニューアイテムの横にチェックマークが表示されます。
ツールバーはメニューバーの下に位置し、アプリケーションウィンドウの上に表れます。ツールバー
はプログラムで使用される多くのツールに簡単にアクセスできます。
アプリケーションに応じて、ビューメニューからツールバーを追加または削除します。

ステータスバーコマンド
選択メニュー項目またはツールバーボタンを押したり、ファイル状況、現在のアクティブテクニックを実行したステータスバーを表示したり、隠したりするために使用します。ステータスバーが表示された時、チェックマークがメニュー項目の次に表われます。
ステータスバーはアプリケーションウインドウの下に表われます。ステータスバーを表示したり、隠したりする場合、ビューメニューのステータスバーコマンドを用います。
スーテタスバーの左エリアはメニュー項目の動きを描写し、メニューを通じて矢印キーでナビゲート
できます。このエリアはツールボタンを放す前に、押してツールバーの動きを描写するメッセージを示します。実行したくないツールバーコマンドの内容を見て、ポインターをツールバーから離し、マウスボタンを放します。
ステータスバーの右エリアはファイル状況と現在のアクティブテクニックを示します。

インジケーター
ファイル名

内容

データが保存されないまたはデータがデータ処理により変更されている場合、現在のデー
タのファイル名は保存、または保存しないを選択します。

テクニック

現在のアクティブテクニック

3- 電極か 4- 電極の設定。

156

11 章 . ヘルプメニュー

ヘルプトピックスコマンド
ヘルプのスクリーンを開くための表示コマンドです。スクリーンを開いて、使用するプログ
ラム、各種リファレンス情報のステップ毎の取扱いにジャンプできます。

プログラムのある部分のヘルプを知りたい場合、状況ヘルプコマンドを用います。ツールバーの状況ヘルプボタンを選択すると、マウスポインターは矢印、疑問符にに変更します。別のツールバーボタンのようにアプリケーションウィンドウのある部分でクリックしますと、クリック
した項目のヘルプトピックが表れます。

157

付録

電気化学テクニックの略称
ACV:
BE:
CA:
CC:
CP:
CPCR:
CV:
DDPA:
DNPV:
DPA:
DPV:
HMV:
IMP:
IMP-t:
IMP-E:
i-t:
LSV:
NPV:
OCPT:
PSA:
QCM:
SCV:
SHACSV:

A.C. Voltammetry (Phase Selective A.C. Voltammetry を含む )交流ボルタンメトリー ( 位相選択交流ボルタンメトリー )Bulk Electrolysis with Coulometry
バルク電気分解―クーロメトリー
Chronoamperometry
クロノアンペロメトリー
Chronocoulometry
クロノクーロメトリー
Chronopotentiometry
クロノポテンショメトリーChronopotentiometry with Current Ramp
クロノポテンショメトリー−電流ランプ
Cyclic Voltammetry
サイクリックボルタンメトリー
Double Differential Pulse Amperometry
ダブル微分パルスアンペロメトリー
Differential Normal Pulse Voltametry
微分ノーマルパルスボルタンメトリー
Differential Pulse Amperometry
微分パルスアンペロメトリー
Differential Pulse Voltammetry
微分パルスボルタンメトリー
Hydrodynamic Modulation Voltammetry
ハイドロダイナミック変調ボルタンメトリー
Impedance Spectroscopy
インピーダンススペクトロスコピィー
Impedance・Time
インピーダンス−時間
Impedance・Potential
インピーダンス−電位
i-t Curve
アンペロメトリー i-t 曲線
Linear Sweep Voltammetry
リニアースィープボルタンメトリー
Normal Pulse Voltammetry
ノーマルパルスボルタンメトリー
Open Circuit Potential・Time
オープン回路電位−時間
Potentiometric Stripping Analysis
ポテンショメトリックストリッピング分析
Quartz Crystal Microbalance
水晶振動子微量天秤
Staircase Voltammetry
階段波ボルタンメトリー
Second Harmonic A.C. Stripping Voltammetry (Second Harmonic Phase Selective A.C. Stripping
Voltammetry)
第二高調波交流ストリッピングボルタンメトリー ( 第二高調波位相選択交流ストリッピングボルタ
158

付録

SSF:
STEP:
SWV:
TAFEL:
TPA:

ンメトリーを含む )Sweep-Step Functions
スィープ−ステップファンクション
Multi-Potential Steps
マルチ−ポテンシャルステップ
Square Wave Voltammetry
矩形波ボルタンメトリー
Tafel Plot
ターフェルプロット
Triple Pulse Amperometry
トリプルパルスアンペロメトリー

159

付録

電気化学モデル 400C 高速水晶振動子微量天秤測定
Model 400C Time-Resolved Electrochemical Quartz Crystal Microbalance
水晶振動子微量天秤 (QCM) は超高感度質量測定機能を持った音波マイクロセンサーの一種です。例として、
基本周波数 7.995MHz の水晶振動子を使用する場合（当社の装置仕様）、1Hz の正変化は表面積 0.196cm2 の水晶に吸着された 1.34ng の試料に相当します。
QCM とその電気化学との組み合わせ (EQCM) は結晶に沈積した金属の検出、ポリマーフィルム中のイオン移動過程の観測、バイオセンサー開発と、吸着物質の吸着力学の研究に広く利用されています。EQCM の実験では作用電極における電位、電流、電荷や、周波数変化に相当する取り込み等、様々な電気化学パラメータの測定は同時に行います。次のページの図− 1 に示す測定設定を使用すると、同時測定を行えます。モデル 400A シリーズの全てのモデルでは特定電位波形（例：サイクリックボルタンメトリー測定用の三角電位波）の応用、電流の連続測
定と、周波数カウンターはパソコン制御のポテンショスタット／周波数カウンターを利用して行います。
モデル 400A シリーズは水晶振動子、周波数カウンター、高速デジタル信号発生器、高感度高分解能データ取り込み回路、ポテンショスタットと、ガルバノスタット（モデル 440C のみ）構成されます。QCM とポテンショスタッ
ト、ガルバノスタットを統合させて、EQCM の測定が簡単に、便利になります。周波数直接測定を含み、モデル
400A シリーズは高速で測定が行えます。QCM の周波数信号は標準参照周波数から計算されます。このテクニック
が QCM 信号のサンプリングに必要な時間を大いに減少し、QCM 信号を高速に処理します。直接計算法を使用しますと、1Hz の QCM 分解能は 1 秒のサンプリング時間が必要、0.1Hz の分解能は 10 秒のサンプリング時間が必要です。本モードは 1/1000 秒単位で QCM 信号をより良い分解能で測定することを可能にします。スキャン速度が1V/s の時に、QCM データは記録されます。
EQCM セルに 3 つの丸いテフロンが含まれています。全体の高さは 37mm で、直径 35mm です。上部は参照
電極と対電極を固定するためのセルのふたです。マニュアルパージ用の 2mm の穴が 2 つあります。真中の部分は溶液用のセルボディです。下部は組み立て用です。ねじ 4 本を使用し、下部と間中部を同時に固定します。水晶振動子は下部と真中部の間に置きます。シールは上記の 4 つのねじによって圧着させた 2 つの O リングを通します。
水晶振動子の直径は 13.7mm です。金電極の直径は 5.1mm です。

仕様
ポテンショスタット
ガルバノスタット ( モデル 440C)
電位範囲立ち上がり時間
出力電圧
3- または 4- 電極配置
電流範囲

ローパス信号フィルター
CV と LSV スキャン速度-10 〜 10V スキャン中の電位上昇< 2 μ s CA と CC パルス幅± 12 V CA と CC ステップ
DPV と NPV パルス幅250 mA SWV 周波数

参照電極入力インピーダンス

1 × 10-12 Ω ACV 周波数

0.1 〜 10 kHz〜 0.1 A/V、12 レンジ SHACV 周波数< 50 pA 自動電位電流ゼロ化< 0.3fA RDE 回転制御出力
100 μ V 電位と電流
1 MHz セル制御
16 bit @ 1 MHz データ長
< 0.1 Hz シャーシ寸法
1 kHz 発信器ボックス
自動、マニュアル 重量

0.1 〜 5 kHz

感度スケール
入力バイアス電流
電流測定分解能CV の最低電位増加
電位更新速度
データ取込み周波数分解能QCM 最高サンプリング速度iR 補償

1 × 10-12160

自動とマニュアル設定
0.000001 〜 5,000 V/s
0.1 mV @ 1000 V/s
0.0001 〜 1,000 sec
320
0.0001 〜 10 sec
1 〜 100 kHz

0 〜 10 V (430C 以上 )アナログ出力パージ、撹拌、ノック
128K 〜 16,384K
31 (W) × 28(D) × 12(H)cm
6.6 (W) × 12(D) × 3.9 (H)cm
6.8Kg

付録

モデル 400C シリーズのテクニック
機能
サイクリックボルタンメトリー (CV)
リニアスイープボルタンメトリー (LSV) &階段波ボルタンメトリー (SCV) #,&ターフェルプロット (TAFEL)
クロノアンペロメトリー (CA)
クロノクーロンメトリー (CC)
微分パルスボルタンメトリー (DPV) #,&ノーマルパルスボルタンメトリー (NPV) #,&微分ノーマルパルスボルタンメトリー (DPNV)#,&
矩形波ボルタンメトリー (SWV) &交流ボルタンメトリー (ACV) #,&,$
第 2 高調波ボルタメトリー (SHACV) #,&,$
アンペロメトリー I-t 曲線 (I-t)
微分パルスアンペロメトリー (DPA)
ダブル微分パルスアンペロメトリー (DDPA)
トリプルパルスアンペロメトリー (TPA)
クーロメトリーによる電気分解 (BE)
ハイドロダイナミック変調ボルタンメトリー (HMV
スイープ - ステップファンクション (SSF)
マルチ - ポテンシャルステップ (STEP
クロノポテンショメトリー (CP)電流ランプによるクロノポテンショメトリー CPCR)
ポテンショメトリックストリッピング分析 (PSA)
オープン回路電位−時間 (OCPT)
水晶振動子微量天秤 (QCM)
ガルバノスタット
RDE 制御 (0 〜 10V 出力 )フールバージョン CV シミュレーター
限定バージョン CV シミュレーター
IR 補償

400C 410C 420C 430C 440C
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

#: 関連するポラログラフィックモードは行えます。
&: 関連するストリッピングモードは行えます。
$: 位相選択データは位相を利用できます。

水晶振動子は 7.995MHz の周波数を有し、両面に金を蒸着してあります。金を蒸着した水晶振動子面は電解質溶液と接触し、作用電極として使用します。金の表面写真は下図を参照して下さい。

図‐1. EQCM の組み立て図
参照電極
セル上部

カウンター電極

EQCM Analyzer

作用電極
発信機
セル本体

セル底面

コンピューター

振動子

剪断

ノード

歪

161

付録

モデル 600E シリーズのテクニック
テクニック

600E

602E

604E

606E

608E

610E

620E

630E

650E

660E

CV

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

LSV

&

SCV

#,&

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

TAFEL
CA
CC
DPV

#,&

●

●

●

●

●

NPV

#,&

●

●

●

●

●

DNPV

#,&

SWV

&

ACV

●
●

#,&,$

SHACV

#,&,$

i-t

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

DPA

●

DDPA

●

TPA

●

IPAD

●
●

●

HMV

●

●

SSF

●

●

STEP

●

●

BE

●

●

●

●

●

●

●

IMP

●

●

●

●

IMP-t

●

●

●

●

IMP-E

●

●

●

●

CP

●

●

●

CPCR

●

●

●

ISTEP

●

●

●
●

ECN
PSA
OCPT

●

●

#: ポーラログラフィーモードを実行できる&: ストリッピングモードを実行できる。
$: 位相選択データ利用可能

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

測定パラメータのダイナミックレンジ
パラメータ
モデル 6xxE
電位 (V)
10 〜 +10
電流 (A)
0 〜 ± 0.25
感度 (A/V)
1 × 10-12 〜 0.1
スキャン速度 (V/s)
0.000001 〜 10,000
パルス幅 (sec)
0.0001 〜 1,000
パルス幅 (sec)0.001 〜 10
サンプリング幅 (sec)0.001 〜 10
周波数 (Hz)1 〜 100,000
周波数 (Hz)1 〜 10,000
周波数 (Hz)1 〜 5,000
周波数 (Hz)0.00001 〜 1,000,000

162

テクニック

CV, LSV
CA, CA
DPV, NPV
DPV, NPV
SWV
ACV
SHACV
IMP

付録

モデル 700E シリーズバイポテンショスタットのテクニック
テクニック
CV
LSV &
SCV #,&TAFEL
CACCDPV #,&NPV #,&DNPV #,&SWV &
ACV #,&,$SHACV #,&,$
i-t
DPA
DDPA
TPA
IPAD
BE
HMV
SSF
STEP
IMP
IMP-t
IMP-E
CP
CPCR
ISTEP
PSA
ECN
OCPT

700E
●
●

702E
●
●

704E
●
●

706E
●
●

708E
●
●

●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●

●

●
●
●

●

●

#: ポーラログラフィーモードを実行できる&: ストリッピングモードを実行できる。
$: 位相選択データ利用可能

●

●

●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

●

710E
●
●

720E
●
●

●
●

●
●
●
●

●

730E
●
●
●
●
●
●
●
●

750E
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●

●
●
●
●

●

●

●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

デュアルチャンネル測定が利用できるテクニックは C
V,LSV,SCV,CA,DPV,NPV,DNPV,SWV,i-t です。

測定パラメータのダイナミックレンジ
パラメータ
電位 (V)
電流 (A)
電流 (A)
感度 (A/V)
スキャン速度 (V/s)
パルス幅 (sec)
パルス幅 (sec)
サンプリング幅 (sec)
周波数 (Hz)
周波数 (Hz)
周波数 (Hz)
周波数 (Hz)モデル 7xxE
10 〜 +10
0 〜 ± 0.25
0 〜 ± 0.125
1 × 10-12 〜 0.1
0.000001 〜 10,000
0.0001 〜 1000
0.001 〜 10
0.0001 〜 10
1 〜 100,000
1 〜 10,000
1 〜 5,000
0.0001 〜 1,000,000
163

テクニック
(1Ch only）(Dual Ch only）(Both Ch）
CV, LSV
CA, CA
DPV, NPV
DPV, NPV
SWV
ACV
SHACV
IMP

760E
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

付録

モデル 800D シリーズのテクニック
テクニック

サイクリックボルタンメトリー
リニアースィープボルタンメトリー
階段状ボルタンメトリー
ターフェルプロット
クロノアンペロメトリー
クロノクーロメトリー
微分パルスボルタンメトリー
ノーマルパルスボルタンメトリー
矩形波ボルタンメトリー
アンペロメトリー
交流ボルタンメトリー
第二高調波ボルタンメトリー
微分パルスアンペロメトリー
ダブル微分パルスアンペロメトリー
トリブルパルスアンペロメトリー
積分バルスアンペロメトリー検出
バルク電気分解ークーロメトリー
ハイドロダイナミックモジュレーション
ポテンショメトリックストリッピング分析
クロノポテンショメトリー
クロノポテンショメトリー / 電流ランプ
Open Circuit Potential-Time
Sweep-Step-function
Multi-potential stepMulti-current-step
電気化学ノイズ測定
CV シミュレーション ( 機能限定版 )CV シミュレーション

810D/812D 820D/822D 830D/832D 840D/842D 850D/852D
●
●
●
●
●
●
●
●
-

●
●
●
●
●
●
●
●
-

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

#: ポーラログラフィーモードを実行できる&: ストリッピングモードを実行できる。

測定パラメータのダイナミックレンジ
パラメータ
電位 (V)
電流 (A)
感度 (A/V)
スキャン速度 (V/s)
パルス幅 (sec)
パルス幅 (sec)
サンプリング間隔 (sec)
周波数 (Hz)レンジ-10 〜 +10
0 〜 ± 0.010
1 × 10-12 〜 0.001
0.000001 〜 5,000
0. 0001 - 1,000
0.001 〜 10
0.00005 〜 100
1 〜 100,000

テクニック

CV, LSV
CA, CA
DPV, NPVi-t
SWV

モデル 8xxC：シングル (8x0D) またはデュアル (8x2D) チャンネル電気化学センシング。高感度、低ノイズ 24-bit
ター。バイポテンショスタットなので RRDE に使用できる

164

A/D コンパー

付録

モデル 900D 走査型電気化学顕微鏡
1989 年に紹介された走査型電気化学顕微鏡 (SECM) は界面近傍の化学的な変化を高解像度で観察するための装置です。サンプル表面近傍をスキャンして微小探針で起こる反応を画像化します。SECM は表面の化学物質の反応像、反応速度の定量を行うために使用します。多くの SECM の研究成果は世界中の研究室から報告されています。応用分野としては腐食研究、細胞膜の研究、液液界面の研究に用いられており、更に用途が広がっています。SECM を用いたシングルセルから酸素等の測定も報告されています。
モデル 900 SECM はテキサス大学のグループと共同開発しました。
モデル 900 走査型電気化学顕微鏡はファンクションジェネレーター、バイポテンショスタット、高解像度データ処理、三次元マイクロポジショナーから構成されています。
1. A. J. Bard, F.-R. F. Fan, J. Kwak, and O. Lev, Anal. Chem. 61, 132 (1989); U.S. Patent No. 5,202,004 (April 13, 1993).
2. A. J. Bard, F.-R. Fan, M. V. Mirkin, in Electroanalytical Chemistry, A. J . Bard, Ed., Marcel Dekker, New York, 1994, Vol. 18, pp 243373.

モデル 900D/920D 仕様
機能
マイクロポジショナー

バイポテンショスタット

詳細機能

1.6 nm 以下

ウインドウズソフト

X,Y,Z 移動距離

5.0 cmアンペロメトリーとポテンショメトリー

Closed Loop Piezo (920D)

1.6 nm で 85u m の移動距離

一定の高さと一定電流モード

プローブポテンシャル± 10 V

差分電位± 10 V

出力電位± 13 V

電流 vs.X プロット

電流感度10-12 〜 0.25 A/V

電流 vs.Y プロット

最大電流± 250 mA

電流 vs.Z プロット

ADC 解像度

10 MHz/16 bit, 16 bit/1 MHz

電極表面観察その他

走査プローブテクニック

リアルタイムで絶対と相対距離表示
リアルタイムでプローブとサンプル電流表示

腐食

プローブ走査曲線 , プローブ接近曲線
テクニック

詳細

X,Y,Y 解像度

応用

SECM イメージ , Surface Patterned Conditioning

生物学サンプル
固体の分解

CV, LSV, SCV, Tafel, CA, CC, DPV, NPV, DNPV, SWV,

液体／液体の海面

ACV, SHACV, i-t, DPA, DDPA, TPA, BE, HMV, SSF, STEP,

薄膜

IMP, IMPT, IMPE, CP, CPCR, ISTEP, PSA, ECN, OCPTSECM イメージ

プローブ接近カーブ

165

付録

Model 1000C マルチポテンショスタット
Mode l0xxC シリーズエレクトロケミカル検出器はウインドウズ上でパソコンで制御する電気化学測定器であり、高い信頼性・応用性を有する測定装置です。ポテンショスタットとファン
クションジェネレーターがドッキングし、アンペロメトリック、CV 測定を 8 チャンネルで実行できます。操作は簡単で測定モ−ドを選択し、パラメータを入力すると、自動的に測定を開始します。第一チャンネルの印加電圧範囲は± 10 V、その他 7 チャンネルの印加電圧範囲は ±10 V です。測定電流範囲は± 10mA です。各チャンネルは ON/OFF 制御、電位、感度を独立して設定できます。各チャンネルデータは別々に表示、重ね書き等も行えます。

電気化学測定テクニック

テクニック
サイクリックボルタンメトリー (CV)
リニアスイープボルタンメトリー (LSV) &クロノアンペロメトリー (CA)
クロノクーロメトリー (CC)
微分パルスボルタンメトリー (DPV) #,&ノーマルパルスボルタンメトリー (NPV) #,&矩形波ボルタンメトリー (SWV) &交流ボルタンメトリー (ACV)
第二高調波ボルタンメトリー (SHACV)
アンペロメトリー I-t 曲線 (I-t)
微分パルスアンペロメトリー (DPA)
トリプルパルスアンペロメトリー (TPA)
スィープ - ステップファンクション (SSF)
マルチ - ポテンシャルステップ (STEP)
オープンサーキットポテンシャル (OCPT)

1000C
○
○
○
○

1010C
○
○
○
○
○
○

1020C
○
○
○
○
○
○
○

○は標準、- はオプションとなります

電気化学的な仕様
パラメータ

モデル 1000C シリーズ

ポテンシャル範囲± 10 V

電流範囲± 10 mA

感度

1 × 10-9 〜 0.001 A/V

入力インピーダンス

1 × 1012 Ω

電流測定分解能< 1 pA

最大電位速度

16 bit @ 1MHz

最大サンプリング速度 Hz
データサンプリング

1,000
16 bit@1 MHz

ADC 分解能 @10Hz

24bit

スキャン速度 (V/sec) CV

10 〜 5000-6

パルス幅 CA, CC

0.0001 〜 1000 sec

パルス幅 DPV, NPV

0.001 〜 10 sec

周波数 SWV

1 〜 100 kHz
166

1030C
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

1040C
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

付録

モデル 1100C シリーズパワーポテンショスタット / ガルバノスタッ
モデル 1100C シリーズはバッテリー、腐食、電気分解、鍍金等のような大きな電流を必要とする用途に開発しました。電流範囲は± 2.0 A です。コンプライアンス電圧も ±25 V あります。機器の構成はデジタル関数発生器、
データサンプリングシステム、電流信号のフィルター、iR 補償機能、ポテンショスタット、ガルバノスタット ( モ
デル 1140C) です。電位の制御範囲は± 10 V です。同様なシステム構成はモデル 600E とモデル 680B との組み合
わせとなります。モデル 1100C シリーズはコンパクトで、モデル 600E シリーズの構成に比べて価格的に安価です。
電流も 10pA までの計測も可能です。CV によるスキャン速度も 5,000 V/sec までの速度でスキャンできます。

ポテンショスタット
ガルバノスタット ( モデル 1140C)
電位範囲

CV と LSV スキャン速度

0.000001 〜 5,000 V/s

スキャン中の電位増加分

1000V/s 以下の場合、0.1 mV-10 〜 10 V CA と CC パルス幅

0.001 〜 1,000 sec

立ち上がり時間< 2 μ s CA と CC ステップ

320

出力電圧

± 25 V DPV と NPV パルス幅

0.001 〜 10 sec

SWV 周波数

1 〜 100 kHz

3- または 4- 電極配置
電流範囲

± 2 A 自動電位電流ゼロ化

参照電極入力インピーダンス
感度スケール1 × 10-12 Ω ローパス信号フィルター
1 × 10-10

自動とマニュアル設定〜 0.1 A/V、12 レンジ セル制御

パージ、撹拌、ノック

入力バイアス電流< 50 pA iR 補償

電流測定分解能< 1 pA データの長さ

自動、マニュアル

電位更新速度10 MHz 寸法

31 (W) × 28(D) × 12(H) cm

データ取込み16 bit @ 1MHz 重量

6.8 Kg128K 〜 16,384 K

モデル 1100C シリーズパワーポテンショスタットの種類
テクニック
1100C
サイクリックボルタンメトリー (CV)●
リニアスイープボルタンメトリー (LSV) &●#,&階段波ボルタンメトリー (SCV)
ターフェルプロット (TAFEL)
クロノアンペロメトリー (CA)●
クロノクーロメトリー (CC)●
微分パルスボルタンメトリー (DPV) #,&ノーマルパルスボルタンメトリー (NPV) #,&微分ノーマルパルスボルタンメトリー (DPNV)#,&
矩形波ボルタンメトリー (SWV) &アンペロメトリー I-t 曲線 (I-t)
交流ボルタンメトリー (ACV)
第二高調波ボルタンメトリー (SHACV)
微分パルスアンペロメトリー (DPA)
ダブル微分パルスアンペロメトリー (DDPA)
トリプルパルスアンペロメトリー (TPA)
クーロメトリーによる電気分解 (BE)●スィープ - ステップファンクション (SSF)
マルチ - ポテンシャルステップ (STEP)
クロノポテンショメトリー (CP)電流ランプによるクロノポテンショメトリー (CPCR)
ポテンショメトリックストリッピング分析 (PSA)
オープンサーキットポテンシャル (OCPT)●
CV シミュレーター (Limited version)●
CV シミュレーター (Full version)
167

1110C
●
●

1120C
●
●

●
●

●
●
●
●

●
●

1130C
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●

●

●

●
●

●

1140C
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

付録

モデル 1200C シリーズ電気化学アナライザー
モデル 1200C シリーズ電気化学アナライザーはバッテリー駆動で、場所を選ばすに何処でも計測できるポテンショスタットです。操作は測定モ−ドを選択し、パラメーターを入力すると、自動的に測定を開始します。

応
用

高感度ポテンショスタット機能
pA レベルの電流が測定できる
フィールドでの電気化学測定に最適どこできも計測できるコンパクト設計

モデル 1200C は手のひらサイズのハ
ンディーなポテンショスタットです。
コンピューターの USB から電顕供給されます。背面のパネルには電極ケーブ
ル、USB 端子があります。

電気化学的な仕様
パラメータ

モデル 1200C シリーズ

ポテンシャル範囲

±5V

出力電圧

± 11V

電流範囲

± 50mA

感度

電源コネクター

USB 端子

1 × 10-9 〜 0.01 A/V

入力インピーダンス

1 × 1012 Ω

最小電位分解能100 μ V

最大データ長128,000

電流測定解像度< 1 pA

ADC 分解能 @10Hz

16 bit@80 kHz

スキャン速度 (V/sec) CV

10-6 〜 80

パルスステップ CA, CC

1 〜 320パルス幅 DPV, NPV

0.001 〜 10 sec

周波数 SWV

1 〜 5,000 Hz

ポテンショスタット

シングル / デュアル

大きさ

22(W) × 11(D) × 2.5(H) cm

電気化学測定テクニック
テクニック
サイクリックボルタンメトリー
リニアースィープボルタンメトリー
クロノアンペロメトリー
クロノクーロメトリー
微分パルスボルタンメトリー
ノーマルパルスボルタンメトリー
微分ノーマルパルスボルタンメトリー
矩形波ボルタンメトリー
交流ボルタンメトリー
第二高調波ボルタンメトリー
アンペロメトリー
微分パルスアンペロメトリー
ダブル微分パルスアンペロメトリー
トリブルパルスアンペロメトリー
オープンサーキットポテンシャル
CV シミュレーター (Limited version)
CV(Full version)&:シミュレーター
ストリッピングモード

1200C

1205C

1207C

1210C

1220C

1230C/

1240C/1202C○○○○-/1206C○○-/1208C○○-/1212C○○○○/1222C
○
○
○
○
○
○

-

-

-

-

-

1232C
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
-

○
○
○
-

○
○
○
○
○
○
-

○
○
-

○
○
○
-

○
○
○
○
○
○

/1242C
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

168

付録

モデル 200(B) ピコアンペアブースターモデル 200(B) ピコアンペアブースター (PAFC) を用いますと、数ピコアンペアの微少電流を容易に測定できます。 モデル 200 はモデル 600/A、700/A シリーズの機器に利用できます。また、200B は 600B/
C/D/E、700B/C/D/E と 800B/C/D に利用できます。バイポテンショスタット 700/A/B/C/D/E と 800B/C/D
は第一チャンネルのみ有効となります。
ピコアンペアブースターを接続する前、装置の電源をオフにします。ピコアンペアブースターを装置の 裏面パネルの Electrodes コネクターに接続します。装置の裏面パネルの Cell Control コネクターにピコアンペアブースターの DB-25 ケーブルを用いて接続します。電源をオンにして下さい。
DB-25 コネクターは電源を供給し、ラインを制御します ( 付録のケーブル、接続を参照して下さい )。
DB-25 コネクターが接続されていない場合、ピコアンペアブースターを使用不可にしても、測定は行えます。この場合、ファラデーケージは効果的です。
ガスパージを行う場合、セルスタンドの背面にあるガスパージのコネクターにガス栓を接続します。
ピコアンペアブースターを接続し、感度スケールを 1×10-8A/V 以下にしますと、ピコアンペアブー
スターは使用可能になります。さもなければ、使用できません。ピコアンペアブースターは自動的にスィッチを切り替えます。
ピコアンペアブースターはターフェル、バルク電気分解、インピーダンスのような自動感度を使用するテクニックでは使用できません。これらのテクニックでは接続を外す必要はありません。しかし、クロノポテンショメトリー、ポテンショメトリックストリッピング分析のようなガルバノスタットテク
ニックでは、ピコアンペアブースターは外しておいて下さい。
モデル 600 シリーズは 1 × 10-8 〜以下の感度にてピコアンペアブースターが必要になります。

モデル 684 マルチプレクサーコマンド
モデル 684 マルチプレクサーはモデル 400/A、600A/B/C/D/E, 700A/B/C/D/E、800B/C/D、900B/C/D、1100A/B/C シリーズと一緒に使用できます。マルチプレクサーを用いて一連の計測を行うためのコマンドです。必要なハードウェアーはモデル 684 マルチプレクサーです。モデル 684 の最低チャンネルは 8 です。チャンネル数は 8 の倍数、x16, 24, x32・・・となり、最大 64 チャンネルまで用意しています。
マルチプレクサーの１電極当たりのケーブルは４本 ( 作用、センス、参照、カウンター電極 )から構成されています。最大 64 セルまで接続でき、自動計測が行えます。
マルチプレクサーには 2 つのマクロコマンドがあります。
1 つは
mch:## 各チャンネルを設定できます。
他のマクロコマンドは mchn は For........Next loop で使用されます。For........Next loop を使用することにより、 mchn で特定のチャンネルをスキップして測定します。

169

付録

モデル 680C アンペアブースターモデル 680B アンペアブースターを使用すると、電流は 2 A まで測定できます。モデル 680C は機器
モデル 600D/E と 700D/E に互換性を持っています。
アンペアブースターを接続する前に、装置の電源をオフにします。モデル 680B の 4- ピン din コネクターをモデル 600D/E の裏面パネルの electrodes コネクターに接続します。両装置のセルコントロールポート
も直接 3-ft DB-25 ケーブル（モデル 680B 附属ケーブル）で接続します。モデル 6xxD/E とモデル 680Bの両装置の電源をオンにします。一般的にモデル 6xxD/E を先にオンにしてからモデル 680B をオンにするのは最適です。電源をオフにする場合、逆の順番で行ってください。
セルコネクターは 5 ピンコネクターで、4 つのセルリードがあります。緑色のクリップは作用電極、
白いクリップは参照電極、赤色のクリップは対電極、黒いクリップは 4 電極構成のセンシング電極用です。4 電極構成の使用不使用はコントロールメニュー下のセルコマンドの 4 electrodes ボックスをチェッ
ク " する "、" しない " を設定します。4 電極オプションを ON にすると、黒いリード線を作用電極に接続させます ( 緑色と黒いリード線をショートさせます )。4 電極構成は電流が比較的大きい場合に有効です。コネクター、リレー、回路基板の抵抗が減少します（(0.2 〜 0.3 オームぐらい )。
アンペアブースターが接続される場合、パージ、ノック、撹拌等のセルコントロール信号は不能になります。
アンペアブースターは低電流測定にも可能です。10 pA までの低電流も測定できます。モデル 6xxA/
B 単独に指摘します。
スキャン速度が 50 mV/s 以上の時、ライン周波数ノイズを削減するためにファラデー
ケージが必要になります。
アンペアブースターの周波数応答はモデル 6xxD/E 装置より少し低くなります。高速測定の場合、ア
ンペアブースターを切り離さなければなりません。
ハードウエアに問題が起きたら、アンペアブースターを接続されない状態で、ハードウエアのテストを行ってください。モデル 6xxD/E がテストが終わってから、アンペアブースターを接続して基準抵抗でアンペアブースターをテストしてください。CV を使用すると、電位／抵抗の傾きを持った直線を見ることができます。

モデル 682 液 / 液界面アダプター
モデル 682 は電化移動、ケミカルセンサー、薬物放出、溶媒抽出などの液 / 液界面研究には重要です。
液 / 液界面研究は通常 2 本の参照電極、2 本のカウンター電極を使用します。改造したポテンショスタッ
トは二相中の二つの参照電極の電位差をコントロールします。一方、二つのカウンター電極を通過する電流を測定します。モデル 682 液 / 液界面インターフェースアダプターはモデル 700A に互換性があります。この機種はユーザーにとっては完全自動の測定器です。殆どの電気化学手法が使用できますが、
ガルバノスタット、バイポテンショスタット機能を持っていません。
モデル 400、600A/B/C/D、700B/C/D、800B、900B/C、1100/A シリーズならびに 4 電極システムはモ
デル 682 液 / 液界面インターフェースアダプターを使用しなくとも直接液 / 液界面測定が行えます。

170

付録

ケーブルと接続1. 電極接続
ピン
1
2
3
4
5

1. 9 ピン D コネクター
ピン
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

機能
作用電極 ( 緑 )参照電極 ( 白 )カウンター電極 ( 赤 )アナロググラウンド
第二作用電極 ( 緑 )機能i1+2.5V
i2+2.5V
E+2.5VRDE(0-10V)
GroundInput1
Trigger In
Stir
Purge
Knock
not used

デジタルコントロールラインは撹拌、ノック、パージに使用されます。互換性を一致させるために機器のマニュアルを参照してください。必要によりジャンパー設定または専用ケーブルが必要になります。

171

付録

CV 電極 & アクセサリー●特注タイプの電極も製作いたしますのでご遠慮なくお問い合わせ下さい。
カタログ No.
002013002313002012002411002412002014002314002408002409002252002253002011002210002016002017002018002019002319002223002250002251002005002015002003002009002004002006002010002007002002002271000007001085001087

品名および明細PTE 白金電極
OD:6mm
ID:1.6mm
SPTE 白金電極
OD:3mm
ID:1.6mm
GCE グラッシーカーボン電極
OD:6mm
ID:3.0mm
GCE グラッシーカーボン電極
OD:6mm
ID:1.0mm
GCE グラッシーカーボン電極
OD:3mm
ID:1.0mm
AUE 金電極
OD:6mm
ID:1.6mm
SAUE 金電極
OD:3mm
ID:1.6mm
PFCE-3 カーボン電極 *OD:6mm
ID:3.0mm
PFCE-1 カーボン電極 *OD:6mm
ID:1.0mm
Pyrolytic Graphite 電極 (Basal Plane)
OD:6mm
ID:3.0mm
Pyrolytic Graphite 電極 (Edge Plane)
OD:6mm
ID:3.0mm
AGE 銀電極
OD:6mm
ID:1.6mm
CPE カーボンペースト電極
OD:6mm
ID:3.0mm
NIE ニッケル電極
OD:6mm
ID:1.5mm
CUE 銅電極
OD:6mm
ID:1.6mm
FEE 鉄電極
OD:6mm
ID:1.5mm
PDE パラジュウム電極
OD:6mm
ID:1.6mm
SPDE パラジュウム電極
OD:3mm
ID:1.6mm
SCPE マイクロカーボンペースト電極
OD:3mm
ID:1.6mm
白金メッシュ電極
80mesh35 × 25mm
金メッシュ電極100mesh35 × 25mm
MPTE 微小白金電極
OD:4mmID:10 μ m
MPTE 微小白金電極
OD:4mmID:15 μ m
MPTE 微小白金電極
OD:4mmID:25 μ m
MPTE 微小白金電極
OD:4mmID:100 μ m
MAUE 微小金電極
OD:4mmID:25 μ m
MAUE 微小金電極
OD:4mmID:10 μ m
MAUE 微小金電極
OD:4mmID:100 μ m
MCE マイクロカーボンファイバー電極
OD:4mmID:7 μ m
MCE マイクロカーボンファイバー電極
OD:4mm
ID:33 μ m
MCUE マイクロ銅電極
OD:4mmID:25 μ m
カーボンファイバー電極キット
バイコールガラス棒タイプ
3 φ× 10cm
バイコールガラス管タイプ
ID:5.9mm,OD:7mm, 長さ :10cm*PFCE(Plastic Formed Carbon 電極 ) は三菱鉛筆 ( 株 ) と独立行政法人産業技術総合研究所との共同研究により開発されたものです。
* 使用の際には、添付の注意事項をお読みください。作用電極は常温、常圧にて使用して頂くためのものです。

172

付録

ソフトウェアーの更新の手続き
機器のコントロールソフトは２つの部分から構成されています。1 つは PC サイドのソフトウェアーです。機器の内部にもソフトウェアーがあります。ソフトウェアーの更新は PC サイドが中心となります。しかし、機器内部のソフトウェアーも更新することがあります。機器内部のソフトウェアーはフラッシュメモリーに記録されます。
機器のソフトウェアーを更新する場合、PC 用のソフトと機器用のソフトがメーカーから提供されることがあります。PC サイドのソフトのインストール方法については２章に記載されています。機器内部のソフトはヘキサデシ
マルファイルとなります (CHI6xx.HEX これは 6xxB モデル番号となります )。機器内部のソフトウェアーを更新する場合、測定器のプログラムを更新コマンドを使用します。

Browse ボタンを選択し、ヘキサデシマルファイルを選択します。次に、アップロードボタンをクリックし、プ
ログラムをフラッシュメモリーにダウンロードします。
ソフトの更新が失敗しましたら、エラーメッセージが表示されます。もう一度同じ操作を行って下さい。
ダウンロードが成功しましたら、確認のメッセージが表れます。これで、機器を使用することができます。

173

付録

トラブルシューティング
症状

原因
電源が入っていない
ケーブルが接続されていない
ケーブル不良通信ポートの設定にミスがある

通信の失敗

対処
装置の電源を入れる
ケーブルを接続するケーブルの確認や交換
セットアップメニューのシステムコマンドを使用
してポートの設定を行う
システムにネットワークカードやファックス／モ
デムカードがないことを確認します。使用した場

パソコンの問題合、カードを外し、再度行って下さい。問題が解決されない場合、他のパソコンで試してみて下さ
い装置の電源を切り、再度入れます。パソコンもリ

静電気

セットします。
お待ち下さい装置、コンピューターをリセットする。
プログラムの再スタート、またはコンピューター

計算時間が長い場合
プログラムがマウスに応答しない
通信の失敗
ウインドウズアプリケーションエ
ラー

のリセット
ハードウェアーテストを繰り返します。エラーメッ

ハードウェアーテストエラー
電流応答がない

電極ケーブルが接続されていないかまたはケーブルの損傷

セージを記録し、販売店に連絡して下さい。
電極ケーブルのチェック
データの読みが 10 x 感度スケールを超えている場
合、原因は通信ポートによります。ネットワーク

信頼性の低いデータ転送を解除して下さい。別のコンピューターを使用して下さい。
気泡が参照電極の液絡部にトラップされているか

参照電極のインピーダンスが高い をチェックして下さい ; vycor 先端の参照電極に交電気的にノイズのある環境
ノイズのひどいデータ

換します。
ファラデーケージを使用して下さい ; 第 2 章の役に立つヒントを参照してください。
大きな二重層キャパシタンスによ コントロールメニューのセルコマンドを使用してる

マニュアル的に安定化コンデンサーをオンにする使用できる最高感度スケールを使用、フィルター

信号が弱すぎるを設定するシステムにネットワークカードやファックス／モ
デムカードがないことを確認します。使用した場

パソコンの問題合、カードを外し、再度行って下さい。問題が解決されない場合、他のパソコンで試してみて下さい感度スケールを低くする
ハードウェアーをテストするためにセットアップ

感度スケールが高すぎる記録されたデータがレンジ外

ハードウェアーの問題

ニューのハードウェアーテストコマンドを使用
感度スケールが高すぎる
感度スケールを低くする
測定中のオーバーフロー警告 Y
プリンタードライバーに互換性が Y 軸タイトルの回転を行う場合、グラフィックメ
軸タイトルを誤った方向に回転ない
ニューのフォントコマンドを使用
ソフトのバージョン、設定ファイ 古い *.cfg ﬁle 削除すると、自動的に新しい設定ファ
無理なデフォルト状況
ルが違う
イルが作成されます
ハードウェアーが接続されていな装置を接続し、電源を入れる
シミュレーションプログラムが走 い
モデルにより user input メカニズ 前以って定義されたメカニズムを使用するか、諦らないムを利用できない

めるかもしれません
174

付録

メンテナンス、サービス
15 〜 28℃範囲の室温で使用して下さい。
装置は非常にデリケートな電子機器ですので、ご自分で修理はしないで下さい。装置が最適に機能しない場合、販売店までご相談下さい。

175

付録

保証についてこの度は当社製品をお買い上げ頂き有難うございました。本製品は当社の厳密な製品検査に合格したものです。
お客様の正常なご使用状態の下で故障した場合、購入日より一年間無償で修理させて頂きます。添付の製品保証書をご提示の上、弊社代理店にお申しで下さい。
但し、保証期間内においても次の事項に起因する場合は有償修理となります。
1. 誤ってご使用になった場合の故障
2. 当社に無断で改造された場合の故障
3. 据付後、移動あるいは輸送にって生じた故障
4. 地震、火災などの天災等による原因が本器以外の事由によるもの
その他これに準ずるもの、及び製品保証書の提示がない場合

176

付録

ソフトウエアの保証について
BAS ではお客様に納品する前、当社にて事前にソフトウェアー、ハードウェアーのチェックを行なった後、御届けするようにシステムを取っています。万が一検収時にソフトとハードが動作をしない場合、責任をもって製品の交換又は無償で修理を行ないます。
また、ソフトウエアは買い取り商品ではなく、使用権の販売になります。お客様は、買ったソフトを転売することはできません。また、基本的にバグがあった場合でも、開発側では、そのバグに対してすぐに修正することは出来ませんし、そのバグによって起きた損失に対価をはらう義務もないことになっています。もし、バグのがある
場合、次のバージョンで対応させて頂きます。
BAS では、基本的にコンピュータ関連のメンテナンスはセンドバック方式をとります。お客様のコンピュータ
をおあずかりする方法です。但し、他社のハードウエアの故障の場合、メーカー側の保証期間内の場合はそのメーカーの保証にしたがってユーザであるお客様が修理依頼を行って頂くことになります。メーカー保証の製品の修理
が、BAS に来た場合、メーカーに対する対応などで多少修理に時間を必要となります。これは、ユーザの管理をメー
カー側で行っているためです。メーカーの保証登録は納品時点でお客様に実施して下さい。そうしないと、メーカーのサポートが受けられません。
OS のバージョンアップ又は変更についてウィンドウズ 98 をウィンドウズ Xp に変更する。又は、ウィンドウズ Xp の英語バージョンを日本語バージョンに変更する。
1. お客さまが行った場合
保証期間内であっても、それに起因する修理（調整）は有償となります。 また、変更や調整する手助けを行うことはできません。変更する方法は、マイクロソフトのインフォメーションに聞いていただくことになります。
2.BAS で行った場合
保証は BAS が行います。ただし、自社のソフトの動作確認までで、他メーカーのソフトの動作保証はできません。
お客様が準備したコンピュータに ALS のソフトをインストール場合
1. お客さまがインストールする場合
インストールに起因する不具合については、有償となります。インストールの手順については添付のマニュアルをご参照下さい。ただし、一度 BAS でインストールしたコンピュータが故障した場合などの特殊な場合は除きます。
その他、装置全体の動作確認などに時間をとられることが考えられますので注意が必要です。（最近のウィンド
ウズのプレインストールモデルのコンピュータは、購入しただけでは動作しません。かならずウィンドウズのインストール作業が必要となります。機種により 15 から 60 分程度かかります）
2.BAS でインストールする場合
インストールは基本的に有償となります。ユーザー先で行う場合は、別途費用となります。また、USB ポートが使用できないことがありますが、必要に応じてハードウェアーの調整も行い、動作確認まで行ないます。機種によって異なりますが、新品のマシンでウィンドウズ 95 の設定からだと 2 時間、ALS のソフトのみなら 1 時間程度の技術料となります。
ソフトウエア動作不良
1. お客様が設定を変更した場合
出荷時点と異なる環境の場合、保証期間内であっても有償となります。他の会社のソフト／ハードをインストー
ルして動作しなくなった場合、問題になるプログラム／ハードを削除することがあります。

177

付録

2.BIOS の設定などの設定不良
基本的に保証期間内であれば無償です。ただし、出張作業の場合は有償となります。BIOS の設定は機種によって異なります。
3. ウイルス
ウイルスが内部に検出された場合、ハードディスク、BIOS などを全て初期化する必要がありますので、セットアップに時間がかかります。この修理の場合、修理後３ヵ月の無償期間は適用されません。
操作説明
ALS のソフトウエアを動作させるための操作説明を中心に行ないます。ウィンドウズの説明、他社ソフトの操
作説明は行うことはできません。最近のソフトウェアーは高度な知識が必要なため完全な説明を行なうためには別
途専門家の派遣が必要となりますので、有償となります。

178