Eclipse 5®

Speziell für Ihre aktiven Patienten entwickelt

O2 is what we do.

Wichtigste Merkmale und Vorteile

Unerreichte Vielseitigkeit

Klinisch wirksames O2Passende O2-Sättigung

Bewährte LeistungMit seinen umfassenden
Einstellmöglichkeiten, imkontinuierlichen- oder
im impulsgesteuertem
Modus, setzt er den
Standard bei transportablen
Konzentratoren. Dankseines kompakten Designs
können Ihre Patienten
den Eclipse mit seinem
einfach anzubringenden
Transportcaddy mit
Teleskopgriff überall mithinnehmen. Die Akkus
mit langen Laufzeiten, diebeiden Stromversorgungsmöglichkeiten und eine
umfangreiche Auswahl an
Zubehör tragen dazu bei,dass Ihre Patienten aktivbleiben.

Verfügt über einzigartige
Funktionen wie z.B autoSAT®,
einstellbare Abgabezeiten,
UltraSenseTM und myCAIRE TM
um sicherzustellen, dass
Ihre Patienten jederzeit denSauerstoff erhalten, den siebrauchen. Alle Bedürfnisse
Ihrer Patienten werden somit
abgedeckt.

Mit 6 Einstellungen bis zu
3 LPM im kontinuierlichen
Modus und 9 wählbaren
Stufen, bis zu einem Bolusvon 192 ml im Impulsmodus,
deckt der Eclipse 5 ein
breites Spektrum vonPatientenbedürfnissen
ab. Das Gerät liefert bis
zu 95 % reinen Sauerstoff,
um die benötigte
Sättigung dauerhaftaufrechtzuerhalten.

Der Eclipse 5 nutzt dieleistungsstarke VPSATechnologie (VakuumDruckwechseladsorptionsverfahren), die den
Reststickstoff effizient
eliminiert und gleichzeitig diehöchste Sauerstoffreinheit
liefert. Dank derwiderstandsfähigen Bauart
ist der Wartungsaufwand
gering und die Lebensdauer
entsprechend lange - Sieerhalten ein Gerät, auf das Sie
sich verlassen können.

TRIGGER-EMPFINDLICHKEIT-0,135–0,37 cm/H2O(einstellbar)

GARANTIE
3 Jahre(einschließlich MolekularsiebATF)

Technische Daten
DURCHFLUSSRATE
Konstanter Flow:
6 Einstellungen bis zu 3 LPM
Impuls-Modus: 9 Stufen für
bis zu 192 ml Bolus
ABMESSUNGEN
49,0 x 31,2 x 18,0 cm
GEWICHT
6,8 kg (ohne Akku)
8,3 kg (mit Akku)
GERÄUSCHPEGEL
40,0 dB(A) @ Stufe 3Impulsbetrieb

AKKULAUFZEIT
bis zu 5,4 Stunden im
Impulsmodusbis zu 4,4 Stunden imkontinuierlichen Flow
LEISTUNG
Wechselstromversorgung (AC):100–240
VAC, 50–60Hz
Gleichstromversorgung(DC): Mindestens 12 VDC (alleEinstellungen sind bei ACund DC-Stromversorgungverfügbar)
Akku: Lithium-Ionen

1 Jahr auf Akku und Netzteile

Eclipse 5®

O2 is what we do.

Bringt Sie überall hin

WECHSELSTROM-NETZTEIL(mit Kabel und Stecker)

TRANSPORTCADDY(mit Teleskopgriff)

KLEINEZUBEHÖRTASCHE

Artikelnummer
USA: 20852326S
EU: 20852325S
UK: 20852324S

Artikelnummer
5991-SEQArtikelnummer
7104-SEQ

BEFEUCHTERSET(ohne Befeuchterbecher)

12V DC NETZTEIL(mit 12V Stecker und Kabel)

Artikelnummer
7116-SEQ

Artikelnummer
5942-SEQGROSSEREISETASCHE
Artikelnummer
5010-SEQREISESET(große Reisetasche, Akku,Tischladegerät)
Artikelnummer
5093-SEQAKKU
Artikelnummer 7082-SEQ
SCHUTZHÜLLE
Artikelnummer
5052-SEQ
TISCHLADEGERÄT(ohne Akku)
Artikelnummer
7112-SEQROLLSTUHLTASCHE
Artikelnummer
5220-SEQREISESTECKER
Artikelnummer 5591-SEQ

Einzelheiten zu den Steckertypen, siehe
https://www.iec.ch/world-plugs.

Weitere Informationen über den Eclipse 5 und Zubehörprodukte
finden Sie unter

UMFASSENDE INFORMATIONEN FINDEN SIE IN DER ERKLÄRUNG ZUR
PRODUKTGEWÄHRLEISTUNG.
Bitte lesen Sie die entsprechende Gebrauchsanweisung für Produktangaben,Gegenanzeigen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und ausführliche
Sicherheitsinformationen.

eclipseoxygen.com© 2022 CAIRE Inc. Alle Rechte vorbehalten. ML-CONC0148-2 D