ＴＳ０３－００６３

目次

１．取扱上の注意事項 ・・・・・・・・・・・・ P. １

スタートアップマニュアル

レベル計＜圧力タイプ＞
ＰＬ形、ＰＬＤ形
ＤＲ形、ＰＫＤ形

２．据付

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

P.

２

３．結線

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

P.

４

P.

７

４．調整
ＰＫＤ

・・・・・・・・・・・・・・・・

ＰＬ２５□０
ＰＬＤ４０００・・・・・・・・・・・・・

P.１２

・・・・・・・・・・・・

P.１３

ＰＬ８５００・・・・・・・・・・・・・

P.１８

ＰＬ１１００・・・・・・・・・・・・・

P.２５

ＤＡ８０００・・・・・・・・・・・・・

P.３５

ＰＬ４３００・・・・・・・・・・・・・

P.３７

大阪本社営業部/ 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 15-29
TEL: 06-6386-8141(代) FAX: 06-6386-8140
東京本社営業部/ 〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸 67
TEL: 03-5835-3311(代) FAX: 03-5835-3316
名 古 屋 営 業 所/ 〒464-0075 名古屋市千種区内山 3-10-17
TEL: 052-731-5751(代) FAX: 052-731-5780
九 州 営 業 所/ 〒802-0001 北九州市小倉北区浅野 2-14-1
TEL: 093-521-9830(代) FAX: 093-521-9834

・製品改良のため、おことわりなく仕様を変更することがありますのでご了承ください。
・特殊仕様の場合は本文の内容と一部異なることがありますが、ご了承ください。

［取扱上の注意事項］

１.取扱上の注意事項
センサ / 変換器
(6)センサケーブルに内蔵している均圧用エアー(1)センサを液体中に挿入する場合は、できるだけホース先端、ハウジングに取り付けている均圧用
静かに挿入してください。
パイプ先端、大気開放口を塞がないでください。
製品名称が「投げ込み式水位計」ですが、製品を投げ込まないでください。
(2)センサには最大使用圧力以上の圧力をかけないでください。

２.据付

［据付］

警告
本製品は、防爆構造ではありません。可燃性、爆発性ガス又は蒸気の発生する場所では絶対に使用しないでください。

センサ
A. 投げ込み式水位計(PL320形除く)(6)ハウジングに取り付けている均圧用パイプは下に向けた状態にしてください。
(ハウジングタイプのみ)(1)梱包ケースを開け、中からセンサを取り出してください。センサを取り出す際は、ケーブルに無理な力が加わらないように慎重に取り出してください。

(3)ケーブルには均圧用エアーホースを内蔵しています。
PE被覆ケーブルの場合は直径300mm以下、PVC被覆、CM被覆、ＤＲ用のケーブルの場合は直径100mm以下に屈曲しないでください。

(2)センサを下図のように設置してください。
ケーブルの曲げ直径が下記の寸法より小さくならないようにパイプにインシュロッタイなどで固定してください。また、ケーブルを締めつけすぎないように注意してください。

※均圧用パイプは手で回すことができます。

(7)センサ先端のキャップを回したり、取り外したりしないでください。センサが破損します。

(7)ケーブルに傷を付けないように注意してください。
(8)ウエイトを使用する場合は、タンク底部に付くように設置してください。

(4)センサケーブルの引張強度は表１のとおりです。
過度に引っ張ると、破損します。
(8)センサ、変換器を床や地面に置く場合、水気のない場所に置いてください。水気のある場所に置くと、ケーブル末端の均圧用エアーホースから水分が浸入し、絶縁不良を起こす可能性が
あります。

表１
ケーブル種類

引張強度

PVC

1kN

CM

1kN

PE

700N

DR用

540N

(5)ダイアフラム面(受圧部)に噴流水をかけたり押さえたりしないでください。
センサが破損します。

(9)腐食性雰囲気(NH3,SO2,Cl2など)でのセンサと変換器の使用、保管はおこなわないでください。
センサケーブルには均圧用エアーホースを内蔵、ハウジングには大気開放口を装着しているため、製品内部にこれら腐食性雰囲気が入り、故障する可能性があります。

1(3)センサの先端(受圧部)は、できるだけ底面に近い場所を選んで設置してください。
液面が受圧部より下の場合、ゼロ点信号を出力します。
(4)タンク底部に汚泥、沈殿物が溜まりセンサが埋まると、腐食や計測不良を起こす可能性があるため、注意してください。

(9)屋外設置や長距離伝送をおこなう場合は落雷などのサージを受ける可能性があるため避雷器を設置してください。

(5)液体の流れや波立ちの激しい場所には設置しないでください。やむを得ず、設置する
場合は、保護管を使用し、保護管には液体の流通する穴を設けてください。

(10)センサを給排水口付近など液圧が急激に変化する場所には設置しないでください。

2

［据付］

B．PL320形

C．液位伝送器(PKD形)

PL320の取付は下図のように取り付けてください。

［結線］

３.結線
 警告

PKDの取付は下図のように取り付けてください。

作業をおこなう前に結線する電線の電源を切ってください。通電状態で作業をおこなうと、感電、漏電、および充電部同士が短絡して発火する危険性があります。

(1)メンテナンスのためにバルブの設置を推奨します。
(2)ハウジングに装着している大気開放口が詰まると、計測誤差が生じる場合があるため注意してください。

センサ

変換器

(1)センサのケーブルは信号線です。他の動力線、制御線などと平行して配線しないでください。
ノイズの影響を受け、不具合の原因となります。

(1)入出力信号線は、必ずシールド線を使用してください。
(2)接地端子はＤ種接地(接地抵抗100Ω以下)の
良質な地線に接地してください。

(2)DR形センサは、測定液が導電性(水等)の場合
シールドをセンサ側と変換器側の両端で接地(２点接地)すると、ノイズの影響を受ける可能性があるため、接地は１点接地(片側接地)をおこなってください。

(3)変換器の端子台ビスに適合した圧着端子を使用してください。(表２参照)
表２
変換器
PL1100PL2500/2510
DA8000, PL4300
PLD4000
PL8500(3)接地端子はＤ種接地(接地抵抗100Ω以下)の
良質な地線に接地してください。

変換器(1)下図に示すようにタップを設け、取り付けてください。PL2500/2510は、DINレール35mmを使用し、取り付けてください。
〔取付ピッチ〕(4)センサケーブル出口の均圧用エアーホース先端、
ハウジングに取り付けている均圧用パイプ先端、大気開放口を塞がないでください。

端子ビス
M3

推奨圧着端子R1.25-3

M3.5

R1.25-3.5

M4

R1.25-4(5)避雷器を設置する場合、下図のように配線してください。避雷器は変換器の近くに設置しできる限り最短距離で配線してください。
〔例〕 PLD / PL2500,2510(4)各製品の端子ビスの締付トルク表３
形式
PL320, PL1100
PKD, PL4300, PLD4000
PL2500/2510
DA8000PL8500(1)測定液体に流動がある場合は、保護管を使用してください。保護管には内径35mm以上のものを使用し、50cm間隔で液体の流通する穴をあけてください。
(2)ハウジングに取り付けている均圧用パイプは下に向けた状態にしてください。

端子ビス締付トルク
0.5 N･m Max.
1.0 N･m Max.
0.8 N･m Max.
1.0～1.3 N･m
1.2 N･m Max.

(5)変換器の出力電流信号の許容負荷抵抗
表４変換器
PL2500/2510
PL8500PL1100PL4300
PLD4000

Ｄ種接地：100Ω以下(2)高温多湿での設置は避けてください。

3

4

許容負荷抵抗550Ω Max.
600Ω Max.
600Ω Max.
300Ω Max.
320Ω Max.

結線図
PLD/PL25□0［結線］

PL320/PL25□0［結線］
PLD/PL1100

DR210/PL25□0

PLD/PL4300(1)※1のシールド線は、測定液が導電性(水等)の場合は接地せず、非導電性(油等)の場合は接地
してください。
(2)※2のチェック端子は、入力信号値の確認時のみ電圧計を接続してください。センサ入力信号
4～20mA DCに対して1-5V DCが出力します。

(1)※1のチェック端子は、入力信号値の確認時のみ電圧計を接続してください。センサ入力信号
4～20mA DCに対して1-5V DCが出力します。

(1)※1のチェック端子は、入力信号値の確認時のみ電圧計を接続してください。センサ入力信号
4～20mA DCに対して1-5V DCが出力します。

PKD/PL25□0

PLD/PLD4000

PLD/DA8000(1)※1のチェック端子は、出力信号値の確認時のみ
電流計を接続してください。
(1)※1のチェック端子は、入力信号値の確認時のみ電圧計を接続してください。センサ入力信号
4～20mA DCに対して1-5V DCが出力します。
(2)センサPKDの電線投入口は、G 3/4 相当です。

PLD/PL8500(1)※1は、PE,PVCケーブルの線色を表し、( )内はCMケーブルの線色を表します。
(2)中継箱のカバーは、専用のキーで開閉してください。
(3)中継箱の電線グランドは、センサケーブルの配線用と電源の配線用があります。
適合ケーブル外径は、φ8.5～φ12.5mmです。

(1)※の白線はPE,PVCケーブル、赤線はCMケーブルを表します。
(2)センサ、設定器間の配線に中継ボックスを使用する際、中継ボックスに均圧用の穴(φ3程度)を空けてください。

(1)※1は、PE, PVCケーブルの線色を表し、( )内はCMケーブルの線色を表します。
(2)変換器PL8500の電線投入口は、2×G 1/2 相当、
1×JIS F 15(G 1/2)ガスケット内径φ11.5です。

5

6

４.調整

［調整

PKD］

［調整 PKD］［オフセット調整］

センサ【PKD】

オフセット調整は、センサのダイアフラム部が大気圧の状態、あるいはタンクから取り外しておこなってください。

あらかじめ計測長をご指定いただいている場合は、ご指定頂いた計測長で調整しております。
計測長の変更など再調整が必要な場合に、実液で動作確認をおこない、調整してください。

※ 以下の作業方法は電流値を上げる場合です。下げる場合はVRを反時計方向に回してください。

［運転前の注意事項］① ボリウムOFFSETと GAINの各ボタンを押しながら、調整をおこないます。ボリウムは時計方向に回すと、出力電流は上がり、反時計方向に回すと、出力電流は下がります。

(1)通電する前に、入力、出力、電源、アースの各部が正しく接続されていることを確認してください。
特に入、出力の極性、電源電圧に注意してください。
(2)センサは出荷時に調整を完了しておりますので、ゼロ、スパンの確認のみで運転に入ることができます。もし微調整が必要な場合は、オフセット調整、ゲイン調整をおこなってください。

作業(調整)内容

ボリウムとボタンの操作方法

電流計の表示 (例)VRを中点に合わせてください。

4.00

①

OFFSETボタンを１秒以上長押ししてください。

(3)調整をおこなう場合には、センサ通電後、約10分の安定時間を確保してください。

4.00

②

(4)調整する際には下図のように配線を外さず、
CHECK端子に直接電流計を接続してください。
ボリウムの溝サイズ：W0.7mm×L3mm×D1.7mm
必要工具：精密機器用十字ねじ回しビット(０番ビット)
または相当品OFFSETボタンを押した状態でVRを時計方向に回してください。
電流値が上昇します。

4.00
電流値
上昇

③
さらに電流値を上げる際には、
OFFSETボタンを押した状態でVRを時計方向に回してください。

ボリウムの溝サイズ［各部の名称と機能］② OFFSET ボタン
出力信号オフセット調整用。
液位出力に電流値を調整します。
現状液位の微調整が可能です。
③ GAIN ボタン
出力信号ゲイン調整用。
液位に応じた出力が任意で調整可能です。
オフセット調整：±4mAの調整幅があります。
ゲイン調整：1 ～ 6.25 倍の増幅度です。
最小計測範囲は0.8m(計測長5mの場合)
計測長 5m → 0.8～5m
10m → 1.6～10m
35m → 5.6～35m

7

5.00

任意の電流値に調整できれば
0FFSETボタンを離して
ください。
④

4.50

※VRを時計方向一杯に回しても電流値が上がらない場合は、OFFSETボタンを一旦離し、再度①から実施
してください。

電流値決定

8［調整 PKD］［ゲイン調整］［調整 PKD］［ゲイン調整例］

センサは、液位を最大または相当の模擬圧力を加えた状態でおこなってください。
※ 以下の作業方法は電流値を上げる場合です。下げる場合はVRを反時計方向に回してください。
作業(調整)内容

ボリウムとボタンの操作方法(1)液位が最大ではない場合
液位を実測し、式①に従って計算した値に調整してください。
(実測値)

電流計の表示 (例)(計測長)VRを中点に合わせてください。

計測長＝10mA(98.07kPa)
実測値＝ 8mA(78.45kPa)の時、求める出力電流値は

16.00

①

×16＋4＝出力電流値(mA DC)・・・式①8m(78.45kPa)
10m(98.07kPa)注記）計測長は、計測範囲最大値 5m, 10m, 35m を
超えないようにしてください。

GAINボタンを１秒以上長押ししてください。

16.00②

GAINボタンを押した状態でVRを時計方向に回してください。
電流値が上昇します。

計測範囲最大値 10m の場合

16.00
電流値
上昇

③
さらに電流値を上げる際には、GAINボタンを押した状態でVRを時計方向に回して
ください。

17.00

任意の電流値に調整できればGAINボタンを離してください。

④

×16＋4＝16.8(mA DC)

16.50※VRを時計方向一杯に回しても電流値が上がらない場合は、GAINボタンを一旦離し、再度①から実施
してください。

(2)液比重が1.2の場合
式②に従って、計測範囲最大値を超えないように調整してください。
計測長(m)×9.80665×液比重＝圧力(kPa)・・・式②

電流値決定
計測長=10m の場合、センサにかかる圧力は 10×9.80665×1.2=117.7kPa
117.7kPa は計測範囲最大値 10m を超えるため、計測不可能。
液比重が 1.2 の場合の計測可能範囲は、式②より100÷9.81÷1.2=8.49m
注記）模擬圧力を加える際の計算方法に注意して
ください。

9

10

［調整

［調整 PKD］［初期化］
OFFSET および SPAN出力を、工場出荷時の設定に戻します。
ボタンを押している間の出力電流値は、初期化前の値を維持します。
ダイアフラムに圧力を受けている場合は、工場出荷時の設定値ではなく、受けた圧力に対応した電流を出力します。
作業(調整)内容

ボリウムとボタンの操作方法

VRを中点に合わせてください。

①

OFFSETとGAINの２つのボタンを
１０秒以上長押ししてください。

PL25□0］

ディストリビューター【PL25□0】［運転前の注意事項］［ゼロ点、スパン点調整］(1)通電する前に入力、出力、電源の各部が正しく (1)ゼロ点調整
出力端子の⑤(+)、⑥(-)番に負荷と直流電流計を接続されていることを確認してください。
接続してください。この時、直流電流計を負荷と
特に入、出力の極性、電源電圧、電源の極性に出力端子の⑤(+)番との間に、直列に接続して注意してください。
ください。
(2)出荷時、センサとディストリビューターはすべて
液位をゼロ点にする、またはタンクからセンサを調整済みです。ただし接続機器により、ゼロ点、
引き上げて大気開放状態にしてください。
スパン点調整をおこなう必要があります。
タンクからセンサを引き上げて大気開放状態に(3)センサは、受圧面を鉛直下向きにした状態でする場合、センサの姿勢はセンサ設置時と同じ出力調整をおこなっています。センサ設置時の姿勢で調整作業をおこなってください。
取付姿勢によって出力にズレが発生した場合はゼロ調整ボリウムを回して4mA DCに調整します。
ゼロ点、スパン点調整をおこなってください。
電流計はそのまま接続しておきます。
(4)出荷時の調整から大きく変更する場合は、ゼロ点ゼロ調整ボリウムの可変幅は4±1.6mA DCです。
スパン点調整を数回おこなってください。
(5)センサ単体での調整はできません。(PKDを除く)［各部の名称と機能］②

OFFSETとGAINの２つのボタンを押した状態でVRを時計方向一杯に回してください。
③

調整ボリウムの溝サイズ④

VRを回し、初期化完了と同時に出力電流は変動します。
OFFSETとGAINの２つのボタンを離してください。

(2)スパン点調整
入力信号がスパン点入力の時、出力端子に接続した電流計が 20mA DC になるようにスパン調整
ボリウムを回して調整します。もしタンクなどに液体が最大値まで入っていない場合、その液位を実測し、式(1)に従って計算した値になるように調整してください。

①電源表示灯
通電時、LEDが点灯します。
②SPAN調整ボリウム
出力信号スパン点調整用
液位スパン点時の出力が 20mA DC になるように調整します。
③ZERO調整ボリウム
出力信号ゼロ点調整用
液位ゼロ点時の出力が 4mA DC になるように調整します。
注記(a)ZERO、SPAN調整ボリウムは、回り止め機能が(3)オペレーションありません。過剰な回しすぎは破損に至る
ゼロ点、スパン点調整終了後、センサをタンク可能性があるため、注意してください。
などに設置し、水位を変動させてください。
(b)ZERO、SPAN調整ボリウムの溝サイズは出力端子に接続したテスタの表示が水位に
外径φ2.5mm、幅0.6mmです。
あった出力電流値であることを確認して溝サイズに合った小形マイナスドライバをください。異常がなければ、調整完了です。
使用してください。

11

12

［調整

［調整

PLD4000］

中継箱【PLD4000】

各モードの表示案内・切り替え操作フロー②ENTキー[運転前の注意事項]
主に入力の決定をおこないます。
(1)通電する前に、入力、出力、電源、接地の各部が正しく接続されていることを確認してください。 ③MODEキー(2)センサ、中継箱とも出荷時には調整を完了して主にモードの変更と入力のキャンセルをいます。微調整あるいは再調整が必要な場合はおこないます。
ゼロ点、スパン点調整をおこなってください。
(3)センサは、受圧面を鉛直下向きにした状態で④端子台出力調整をおこなっています。センサ設置時のネジサイズM3.5の配線用端子台です。
取付姿勢によって出力にズレが発生した場合は⑤UPキー([SPAN]キー)
ゼロ点、スパン点調整をおこなってください。
主にSPAN調整、設定モード、パラメータ、設定値の変更をおこないます。
[各部の名称と機能]⑥DOWNキー([ZERO]キー)
主にZERO調整、設定モード、パラメータ、設定値の変更をおこないます。
警告
センサ調整時、出力信号が切り替わることにより他の装置の運転が開始、または停止し、事故が発生する可能性が考えられます。
このため、他の装置が動作しないように対策をおこなった後、調整してください。

新基板

注意
｢OP｣が点滅している時に[ENT]キーを押すと、動作状態となり、パラメータのデータを更新します。各パラメータで確定したデータをキャンセルしたい場合は、｢OP｣が点滅している時に[MODE]キーと[DOWN]キーを2秒以上長押ししてください。この場合、調整中のデータは更新されません。必要であれば、再度、調整をおこなってください。

旧基板

中継箱の基板には新旧があり、バージョン No.を付けています。
①LCD
水位、警報設定値を表示します。

センサ調整時に電源が切断された場合は調整データの更新をおこなったパラメータのみ保存され、調整中のデータは保存されません。
電源投入後、再度、調整をおこなってください。

[電源投入](1) センサに電源を投入してください。
最大40秒間の初期起動モードになります。
LCDの下部バーグラフが増え、0.0%(※)→
100.0%まで充電量をカウントアップします。

※PLD4000形の充電量により、0.0%以上の数値からカウントアップが始まる場合があります。

LCD部詳細説明
A部：計測表示値・パラメータNo.・設定変更値を表示します。
B部：表示、パラメータNo.を表示します。
C部：単位を表示します。
D部：計測表示値がマイナスになったときに表示します。
E部、F部：現在の状態を表示します。
G部：計測状態時に以下の状態を表示します。
運転時：点灯
エラー時：点滅

旧基板の中継箱の場合最大約30分間の初期起動モードになります。
LCDの下部バーグラフが増え、1799からカウントダウンします。

(2) 初期起動モード終了後、自動で計測状態となります。表示部に現在の液位レベルが表示され、「OP」が点灯します。

※ 各パラメータの説明は、取扱説明書を参照してください。
警報信号出力設定のP-34は、新基板品にて追加したパラメータ設定です。

13

14

PLD4000］

［調整ゼロ点の調整LCD表示

キー操作(4) [ENTｷｰ]を押してください。
数秒間「･･･」が点滅し、「d1」が「WR」に変化した後、現在の液位が表示され、計測モードに戻ります。
※WR表示中に、データがマイコンに書き込まれています。

(2) 液位をスパン点まで投入する、または模擬加圧によりスパン圧まで加圧してください。
液位をゼロ点にしてください。

センサの引き上げ(3) [UPｷｰ]を2秒以上長押ししてください。
「SPAN」、「ADJ」、「d2」点灯、「SPAn」が点滅します。
取り消したい場合は、[MODEｷｰ]の長押しで「OP」に戻ります。

(4) [ENTｷｰ]を押してください。
数秒間「･･･」が点滅し、「d2」が「WR」に変化した後、現在の液位が表示され、計測モードに戻ります。
※WR表示中に、データがマイコンに書き込まれています。
注意
ゼロ点とスパン点が同じ場合、「----」が表示され、調整できません。

注意
ゼロ点とスパン点が同じ場合、「----」が表示され、調整できません。

15

LCD表示

キー操作

注意

注意

(3) [DOWNｷｰ]を2秒以上長押ししてください。
「ZERO」、「ADJ」、「d1」点灯、「ZEro」が点滅します。
取り消したい場合は、[MODEｷｰ]の長押しで「OP」に
戻ります。

手順
(1) LCDに現在の液位が表示、「OP」が点灯し、計測モードになっていることを確認してください。

表示単位「m」は、P-08の表示値単位設定に連動します。他に「cm」,「mm」,「%」の選択が可能です。

表示単位「m」は、P-08の表示値単位設定に連動します。他に「cm」,「mm」,「%」の選択が可能です。
(2) 液位をゼロ点にする、またはタンクからセンサを引き上げて大気開放状態にしてください。
タンクからセンサを引き上げて大気開放状態にする場合、センサの姿勢はセンサ設置時と同じ姿勢で調整作業をおこなってください。

PLD4000］

スパン点の調整

ゼロ点、スパン点調整 (センサ接続必要)
手順(1) LCDに現在の液位が表示、「OP」が点灯し、計測モードになっていることを確認してください。

［調整

PLD4000］

16

液位をスパン点まで投入してください。

［調整

［調整

PLD4000］[パラメータリスト]

PL8500］変換器【PL8500】

パラメータを設定する際の書き込み用紙として使用してください。
※：設定時の単位は、「P-08 表示値単位設定」の設定に連動します。
P-No.

パラメータ項目

【初期値】

入力範囲

P-00

計測範囲設定

※

センサの
計測範囲

5m,10m,20m,50m,100m のいずれか

P-01

ゼロ点表示設定※【0.00】-999～9999-999～9999

P-02

スパン点表示設定

※

センサの
計測範囲

P-03

オフセット設定※【0.00】

0～15%

P-04

海抜値設定

※

【100】

0～9999P-05

海抜値小数点設定

P-06

海抜表示選択

既存値から選択P-07

警報信号出力設定

既存値から選択

P-08

表示値単位設定%, m, cm, mm のいずれか

P-09

表示値小数点設定

既存値から選択

P-10

液比重設定

P-11

ゼロ点設定(センサ接続必要)既存値から選択【1.000】

スパン点設定(センサ接続必要)

P-13

※

P-14

スパン点簡易調整Ｂ(センサ接続不要)※

P-15

ゼロ点出力電流値設定【4.00mA】

3.80～8.00

P-16

スパン点出力電流値設定【20.00mA】

19.00～21.00

P-17

ゼロ点出力電流値微調整【0927】

0200～3FFF

P-18

スパン点出力電流値微調整【2dF0】

0200～3FFF

P-21

ゼロ点簡易調整Ａ(センサ接続必要)※【0.00】-999～9999

P-22

スパン点簡易調整Ａ(センサ接続必要)

※

センサの
計測範囲

-999～9999

P-31

警報出力電流値設定【2.0mA】

2.0～21.0

P-32

警報出力電流幅設定【3.0sec】

1.0～3.0

P-33

警報出力周期設定【12.0sec】

12.0～25.0

P-34

センサ機能低下ふらつき検知設定

P-FA

工場出荷設定警報解除
出力電流テストt2

センサ電流表示t3

LCD表示テスト(1)通電する前に、入力、出力、電源、接地の各部が正しく接続されていることを確認してください。
(2)センサ、変換器とも出荷時には調整を完了しています。微調整あるいは再調整が必要な場合はゼロ点、スパン点調整をおこなってください。
(3)センサは、受圧面を鉛直下向きにした状態で出力調整をおこなっています。センサ設置時の取付姿勢によって出力にズレが発生した場合はゼロ点、スパン点調整をおこなってください。

［各部の名称と機能］①ＭＯＤＥボタン
主にモードの変更をおこないます。
②ＥＮＴボタン
主に入力の決定をおこないます。
③ＬＣＤ
水位設定値を表示します。
Ａ部：計測表示値、パラメータNo.、設定変更値を表示します。
Ｂ部：｢Ｍ１～Ｍ２｣ 表示、パラメータNo.を表示します。
Ｃ部：単位を表示します。
Ｄ部：計測表示値がマイナスになったときに表示します。
Ｅ部,Ｆ部：現在の状態を表示します。
※計測データの表示値が「」を超えた時｢．．｣ を表示します。
小数点位置の設定が小数点以下３桁表示で設定されている場合は「」を超えた時｢．．｣ を表示します。

ゼロ点簡易調整Ｂ(センサ接続不要)

t1［運転前の注意事項］

0.499～1.400

P-12

P-Er

入力値

【0.00】
センサの
計測範囲

【0】

0～8

【1999】

1965④ＵＰボタン
主に設定モード、パラメータ、設定値の変更をおこないます。
⑤ＤＯＷＮボタン
主に設定モード、パラメータ、設定値の変更をおこないます。
⑥端子台
ネジサイズＭ４の配線用端子台です。
⑦大気開放口ハウジング内部圧力を大気圧にします。

既存値から選択

17

18

［調整

ゼロ点、スパン点調整［調整

PL8500］⑤[ENTｷｰ]を1回押してください。｢0.000｣が点滅します。

注意【銘板の製造年月日が2011年3月以前のPL8500の場合】
ゼロ点とスパン点の両方の調整が必要です。
ゼロ点のみ、あるいはスパン点のみの単独で調整をおこなうと、調整値にずれが発生します。

PL8500］ゼロ点の出力電流値の調整

スパン点の出力電流値の調整⑫[UPまたはDOWNｷｰ]を押し、｢P-03｣を点滅させてください。

⑯[UPまたはDOWNｷｰ]を押し、｢P-04｣を点滅させてください。

⑥[ENTｷｰ]を1回押してください。｢P-01｣が点滅します。

【銘板の製造年月日が2011年4月以降のPL8500の場合】
ゼロ点のみ、あるいはスパン点のみの単独で調整をおこなうことが可能です。ゼロ点とスパン点の両方の調整をおこなっても問題ありません。

⑰[ENTｷｰ]を1回押してください。現在の設定値が点滅します。
⑬[ENTｷｰ]を1回押してください。現在の設定値が点滅します。

液位をゼロ点にする、またはタンクからセンサを引き上げて大気開放状態にしてください。
タンクからセンサを引き上げて大気開放状態にする
場合、センサの姿勢はセンサ設置時と同じ姿勢で調整作業をおこなってください。

スパン点の調整⑦センサを設置してタンク内に測定液を入れ、その水位を実測してください。実測した水位がフルスケールの何％に当たるかを下の例を参照し、算出してください。

①計測状態から始めます。

例）計測範囲0～5mにおいて実測した水位が2.5mの場合
2.5ｍ/5ｍ×100％ ＝ 50％⑱[UPまたはDOWNｷｰ]を押して、スパン点における出力電流値を点滅表示させてください。
⑭[UPまたはDOWNｷｰ]を押して、ゼロ点における出力電流値を点滅表示させてください。

⑧[UPまたはDOWNｷｰ]を押し、｢P-02｣を点滅させてください。
②[MODEｷｰ]を長押ししてください。(1～2秒)｢ADJ｣が点滅します。

⑲[ENTｷｰ]を1回押してください。｢P-04｣が点滅します。

⑮[ENTｷｰ]を1回押してください。｢P-03｣が点滅 します。
⑨[ENTｷｰ]を1回押してください。｢100.0｣が点滅します。
③[UPまたはDOWNｷｰ]を押し、｢OP｣を点滅させます。

⑳[UPまたはDOWNｷｰ]を押し、｢OP｣を点滅させてください。

⑩[UPまたはDOWNｷｰ]を押し、手順⑦で求めた％値を点滅表示させてください。
[ENTｷｰ]を押してください。ゼロ点、スパン点、ゼロ点出力電流値、スパン点出力値の設定が完了し、計測状態に移ります。
｢OP｣が点灯していることを確認してください。

ゼロ点の調整④[MODEｷｰ]を長押ししてください。(1～2秒)｢P-01｣が点滅します。

⑪[ENTｷｰ]を1回押してください。｢P-02｣が点滅します。

19

20

［調整

表示値の調整PL8500］⑥[ENTｷｰ]を1回押してください。｢P-11｣が点滅します。

［調整

ゼロ点の表示値の調整⑪[UPまたはDOWNｷｰ]を押し、｢P-13｣を点滅させてください。

①計測状態から始めます。

PL8500］⑰[UPまたはDOWNｷｰ]を押して、スパン点における表示値を点滅表示させてください。

⑫[ENTｷｰ]を1回押してください。現在の設定値が点滅します。

単位マークの決定②[MODEｷｰ]を長押ししてください。(1～2秒)｢ADJ｣が点滅します。

⑱[ENTｷｰ]を1回押してください。｢P-14｣が点滅します。

⑦[UPまたはDOWNｷｰ]を押し、｢P-12｣を点滅させてください。

⑬[UPまたはDOWNｷｰ]を押して、ゼロ点における表示値を点滅表示させてください。

⑲[MODEｷｰ]を1回押してください。｢ADJ｣が点滅します。

⑧[ENTｷｰ]を1回押してください。
現在設定されている単位マークが点滅します。

小数点位置の決定③[ENTｷｰ]を1回押してください。｢P-11｣が点滅します。

⑭[ENTｷｰ]を1回押してください。｢P-13｣が点滅します。

⑳[UPまたはDOWNｷｰ]を押し、｢OP｣を点滅させてください。

⑨[UPまたはDOWNｷｰ]を押し、単位マークを選択してください。
％
ｍ
ｃｍ
ｍｍ
ｍＡ
ブランク

④[ENTｷｰ]を1回押してください。現在決定されている小数点位置が点滅します。

スパン点の表示値の調整⑮[UPまたはDOWNｷｰ]を押し、｢P-14｣を点滅させてください。

⑩[ENTｷｰ]を1回押してください。｢P-12｣が点滅します。
⑤[UPまたはDOWNｷｰ]を押し、小数点位置を選択して
ください。

：整数表示
.
：小数点以下1桁表示
.  ：小数点以下2桁表示
.  ：小数点以下3桁表示
...：浮動小数点表示⑯[ENTｷｰ]を1回押してください。現在の設定値が点滅します。

21

22

[ENTｷｰ]を押してください。少数点位置、単位マーク、ゼロ点表示値、スパン点表示値の設定が完了し動作状態に移ります。
｢OP｣が点灯していることを確認してください。

［調整テスト信号の出力設定調整⑥[MODEｷｰ]を1回押してください。
[TEST]が点滅します。

①計測状態から始めます。

［調整

PL8500］
工場出荷の状態に戻す際に設定します。

⑥[ENTｷｰ]を1回押してください。
「1999」が点滅します。

①計測状態から始めます。

②[MODEｷｰ]を長押ししてください。(1～2秒)「ADJ」が点滅します。

⑦[UPまたはDOWNｷｰ]を押し、「OP」を点滅させてください。

③[UPまたはDOWNｷｰ]を押し、[TEST]を点滅させてください。

⑧[ENTｷｰ]を押してください。計測状態に移ります。
「OP」が点灯していることを確認してください。

PL8500］

初期化②[MODEｷｰ]を長押ししてください。(1～2秒)「ADJ」が点滅します。

⑦[UPまたはDOWNｷｰ]を押し、「1965」を点滅表示させてください。

③[UPまたはDOWNｷｰ]を押し、「OP」を点滅させてください。

⑧[ENTｷｰ]を1回押してください。「OP」が点滅します。全ての設定内容が出荷時の状態に初期化されます。前項⑦で「1965」以外の数値を表示させていた場合、初期化されず、前項⑤の状態に移ります。

④[MODEｷｰ]を長押ししてください。(1～2秒)「P-01」が点滅します。

④[ENTｷｰ]を1回押してください。
[TEST]が点灯します。

⑨[ENTｷｰ]を1回押してください。
計測状態に移ります。
「OP」が点灯していることを確認してください。

⑤[UPまたはDOWNｷｰ]を押し、「P-99」を点滅させてください。(設定内容の初期化)⑤[UPまたはDOWNｷｰ]を押すことにより、テスト信号
出力を変化させることができます。

23

24

［調整

変換器【PL1100】［運転前の注意事項］(1)電源を印加する前に入力、出力、警報出力、電源、接地の各部が正しく接続されていることを確認してください。

［調整

PL1100］①ＬＣＤ
水位、警報設定値を表示します。

警報出力の調整

PL1100］⑥[UPまたはDOWNｷｰ]を押し、希望の警報設定値を点滅表示させてください。設定値は下記の例を参照し、算出してください。なお、最小設定値は5 % です。
例）計測長0～5mにおいて警報
設定値を1mとしたい場合。
１ｍ/５ｍ×１００％ ＝ ２０％

注意
設定値は％入力値となります。
①計測状態から始めます。

(2)センサ、変換器とも出荷時には調整を完了しています。もし、微調整あるいは再調整が必要な
場合は、ゼロ点、スパン点調整をおこなってください。
(3)センサは、受圧面を鉛直下向きにした状態で出力調整をおこなっています。センサ設置時の取付姿勢によって出力にズレが発生した場合はゼロ点、スパン点調整をおこなってください。

②[MODEｷｰ]を長押ししてください。(1～2秒)「ADJ」が点滅します。
ＬＣＤ部詳細説明
Ａ部：計測表示値、パラメータNo.、設定変更値を表示します。
Ｂ部：｢Ｍ１～Ｍ２｣表示、パラメータNo.を表示します。
Ｃ部：単位を表示します。
Ｄ部：計測表示値がマイナスになったときに表示します。
Ｅ部、Ｆ部：現在の状態を表示します。
Ｇ部：計測状態時に以下の状態を表示します。

［各部の名称と機能］⑦[ENTｷｰ]を押してください。｢P-21｣が点滅します。
点滅

点滅

ALARMの調整③[UPｷｰ]を押し、「ALARM」を点滅させてください。

｢１～６｣表示は警報接点ALARM1～ALARM6に対応し、｢Ｗ｣表示は異常警報接点に対応します。
※計測データの表示は、浮動小数点モード以外でオーバースケールすると、５桁目がカットされた表示になります。
②ＭＯＤＥボタン
主にモードの変更をおこないます。
③ＥＮＴボタン
主に入力の決定をおこないます。

点滅：ALARM１の警報設定
：ALARM２の警報設定
：ALARM３の警報設定
：ALARM４の警報設定
：ALARM５の警報設定
：ALARM６の警報設定④[ENTｷｰ]を1回押してください。「P-21」が点滅します。
点滅

ヒステリシスの調整④端子台
ネジサイズM3、ピッチ7.62の配線用端子台です。
⑤ＤＯＷＮボタン
主に設定モード、パラメータ、設定値の変更をおこないます。

⑨警報点の設定終了後、ヒステリシスの調整が必要な場合は、[UPまたはDOWNｷｰ]を押し、｢22｣を点滅させてください。

⑤[ENTｷｰ]を1回押してください。警報設定値が点滅します。

⑥ＵＰボタン
主に設定モード、パラメータ、設定値の変更をおこないます。

25⑧ALARM2, 3, 4, 5, 6の警報設定が必要な場合は[UPまたはDOWNｷｰ]を押し、｢P-26, P-31, P-36, P-41, P-46｣を点滅させてください。前項④～⑦と同様に警報設定値を設定してください。

26

［調整

［調整

PL1100］⑩[ENTｷｰ]を押してください。ヒステリシス値が点滅します。 ⑭[DOWNｷｰ]を2回押し、｢OP｣を点滅させてください。

PL1100］

スパン点の調整③[DOWNｷｰ]を押し、「OP」を点滅させてください。

⑧[UPｷｰ]を押し、「P-02」を点滅させてください。

注意
ヒステリシスは警報接点全て一括の設定となります。

点滅

点滅⑪[UPまたはDOWNｷｰ]を押し、希望のヒステリシス値を点滅表示させてください。
ヒステリシス幅は0.1%ステップで0～25.5%F.S.の間で設定可能です。

⑮[ENTｷｰ]を押してください。「WR」が約2秒点灯
して消え、警報点の設定が完了し、計測状態に移ります。「OP」が点灯していることを確認してください。

⑨[ENTｷｰ]を1回押してください。
「100.0」が点滅します。

ゼロ点の調整④[MODEｷｰ]を長押ししてください。(1～2秒)「P-01」が点滅します。

点滅

点滅

ゼロ点・スパン点調整⑩[UPまたはDOWNｷｰ]を押し、前項⑦で求めた％値を点滅表示させてください。

⑤[ENTｷｰ]を1回押してください。
「0.0%」が点滅します。

液位をゼロ点にする、またはタンクからセンサを引き上げて大気開放状態にしてください。
タンクからセンサを引き上げて大気開放状態にする場合、センサの姿勢はセンサ設置時と同じ姿勢で調整作業をおこなってください。

⑫[ENTｷｰ]を押してください。｢22｣が点滅します。

⑪[ENTｷｰ]を1回押してください。
「P-02」が点滅します。

①計測状態から始めます。
⑥[ENTｷｰ]を1回押してください。
「P-01」が点滅します。
⑬各警報出力の設定終了後、[MODEｷｰ]を1回押してください。「ALARM」が点滅します。

点灯

点滅

点滅

ゼロ点の出力電流値の調整②[MODEｷｰ]を長押ししてください。(1～2秒)「ADJ」が点滅します。

点滅⑫[UPｷｰ]を押し、「P-03」を点滅させてください。
⑦センサを設置してマンホール内に測定液を入れその水位を実測してください。
実測した水位がフルスケールの何％に当たるかを
下記の例を参照し、算出してください。

点滅例）計測範囲0～5mにおいて実測した水位が2.5mの場合
2.5ｍ/5ｍ×100％ ＝ 50％

27

28

［調整
⑬[ENTｷｰ]を1回押してください。
現在の設定値が点滅します。

PL1100］⑱[UPまたはDOWNｷｰ]を押して、スパン点における希望の出力電流値に設定してください。

［調整

表示値の調整⑤[UPまたはDOWNｷｰ]を押し、単位マークを選択して
ください。
注意
表示単位にmAを選択すると｢P-13｣、｢P-14｣の設定はできません。

①計測状態から始めます。

点滅⑲[ENTｷｰ]を1回押してください。
「P-04」が点滅します。

⑭[UPまたはDOWNｷｰ]を押して、ゼロ点における希望の出力電流値に設定してください。

PL1100］

％
ｍ
ｃｍ
ｍｍ
ｍＡ
ブランク

②[MODEｷｰ]を長押ししてください。(1～2秒)「ADJ」が点滅します。
点滅⑥[ENTｷｰ]を一回押してください。
｢P-12｣が点滅します。

点滅

点滅⑳[UPｷｰ]を2回押し、「OP」を点滅させください。
⑮[ENTｷｰ]を1回押してください。
「P-03」が点滅します。

単位マークの設定
点滅

点滅③[ENTｷｰ]を押し、「P-12」を点滅させてください。
注意
この 時点での｢P-11｣の設定は、無効になります。
「P-12」から「P-14」の設定後、「P-11」を設定してください。

[ENTｷｰ]を押してください。
「WR」が約2秒点灯して消え、ゼロ点、スパン点、ゼロ点出力電流値、スパン点出力値の設定が完了し、計測状態に移ります。
「OP」が点灯していることを確認してください。

スパン点の出力電流値の調整⑯[UPｷｰ]を押し、「P-04」を点滅させてください。

ゼロ点の表示値の調整⑦[UPｷｰ]を押し、「P-13」を点滅させてください。
注意「P-12」にて表示単位にmAを選択している場合無効となります。

点滅

点滅

点滅

④[ENTｷｰ]を1回押してください。
現在設定されている単位マークが点滅します。
⑰[ENTｷｰ]を1回押してください。
現在の設定値が点滅します。

⑧[ENTｷｰ]を1回押してください。
現在の設定値が点滅します。

点滅

点滅

29

30

［調整
⑨[UPまたはDOWNｷｰ]を押して、ゼロ点における表示値を点滅表示させてください。

［調整

PL1100］⑱[ENTｷｰ]を1回押してください。
「P-11」が点滅します。
注意
小数点位置の設定は、｢P-12｣から｢P-14｣の設定後おこなってください。

⑭[ENTｷｰ]を1回押してください。
「P-14」が点滅します。
点滅

PL1100］

テスト信号の出力設定①計測状態から始めます。

⑩[ENTｷｰ]を1回押してください。
「P-13」が点滅します。

小数点位置の設定
点滅⑮[UPｷｰ]を押して「P-11」を点滅させてください。
②[MODEｷｰ]を長押ししてください。(1～2秒)「ADJ」が点滅します。

⑲[MODEｷｰ]を1回押してください。
「ADJ」が点滅します。

点滅

スパン点の表示値の調整

点滅⑪[UPｷｰ]を押し、「P-14」を点滅させてください。
注意「P-12」にて表示単位にmAを選択している場合無効となります。

⑯[ENTｷｰ]を1回押してください。

③[DOWNｷｰ]を2回押し、「TEST」を点滅させてください。

⑳[DOWNｷｰ]を押し、「OP」を点滅させてください。
点滅⑰[UPｷｰ]を押し、小数点位置を選択してください。
点滅: 整数表示.
: 小数点以下1桁表示
. : 小数点以下2桁表示
.   : 小数点以下3桁表示
... : 浮動小数点表示⑫[ENTｷｰ]を1回押してください。
現在の設定値が点滅します。

注意
小数点位置を入力する場合、単位選択によっては桁不足になることがあります。以下の表から
小数点位置を選択してください。

小数点位置⑬[UPまたはDOWNｷｰ]を押して、スパン点における表示値を点滅表示させてください。

整数表示
小数点以下1桁表示
小数点以下2桁表示
小数点以下3桁表示
浮動小数点表示

31

％
○
○
×
×
×

単位選択
m cm mm
○ ○ ○
○ ○ ×
○ × ×
○ × ×
○ × ×

mA
○
○
○
×
×

[ENTｷｰ]を押してください。｢WR｣が約2秒点灯して消え、小数点位置、単位マーク、ゼロ点表示値、スパン点表示値の設定が完了し、計測状態に移ります。
「OP」が点灯していることを確認してください。

④[ENTｷｰ]を1回押してください。｢M1｣が点滅します。

点灯

32

［調整

PL1100］⑩[MODEｷｰ]を1回押してください。
「TEST」が点滅します。

⑤[UPｷｰ]を2回押すと、全点灯しLCDの表示テストをおこないます。表示に欠損など異常がないか確認
してください。

［調整

初期化

PL1100］

設定内容の初期化モード〔工場出荷の状態に戻す際に設定します。〕⑤[DOWNｷｰ]を2回押し、「P-99」を点滅させてください。

①計測状態から始めます。

⑪[UPｷｰ]を1回押し、「OP」を点滅させてください。

⑥[ENT ｷｰ]を 1 回押してください。
「1999」が点滅します。

⑥[DOWNｷｰ]を押し、「t1」を点滅させてください。

点滅②[MODEｷｰ]を長押ししてください。(1～2秒)「ADJ」が点滅します。

点滅⑫[ENT ｷｰ]を押してください。｢WR｣が 2 秒点灯して消え、計測状態に移ります。
「OP」が点灯していることを確認してください。

⑦[ENTｷｰ]を1回押してください。
計測表示値が点滅します。

⑦[UP または DOWN ｷｰ]を押し、「1965」を点滅表示させてください。
点滅③[DOWNｷｰ]を押し、「OP」を点滅させてください。
点灯⑧[ENTｷｰ]を1回押してください。｢WR｣が約2秒点灯
して消え、全ての設定内容が出荷時の状態に初期化されます。
｢WR｣が消えた後、｢OP｣が点灯していることを確認してください。これで計測状態に戻ります。
前項⑦で「1965」以外の数値を表示させていた
場合は初期化されず、前項⑤の状態に移ります。

⑧[UPまたはDOWNｷｰ]を押すことにより、テスト信号
出力を変化させることができます。

④[MODEｷｰ]を長押ししてください。(1～2秒)「P-01」が点滅します。

⑨[MODEｷｰ]を1回押してください。｢t1｣が点滅します。

33

34

［調整

設定器【DA8000】
下流 ④ ゼロ調整ボリウム
出力信号(0～5V DC)ゼロ調整用。
下流側液位がゼロの時、下流側モニタ出力
が 0V DC になるように調整します。

[運転前の注意事項](1)通電する前に入力、出力、電源の各部が正しく接続されていることを確認してください。
特に、入、出力の極性、電源電圧、電源の極性に注意してください。
(2)出荷時、センサ、設定器ともに調整済みです。
ゼロ点のみの確認で運転に入ることができます。
(3)微調整が必要な場合は、ゼロ調整をおこなってください。
(4)センサは、受圧面を鉛直下向きにした状態で出力調整をおこなっています。センサ設置時の取付姿勢によって出力にズレが発生した場合はゼロ点調整をおこなってください。

⑤ テスト信号出力ボリウム(右回り最大)
内蔵のテスト信号の出力を加減します。
⑥ 信号切換スイッチ(計測時“計測”)センサ信号とテスト信号を切り換えます。
演算 ⑦ ゼロ調整ボリウム
出力信号(0～5V DC)ゼロ調整用。
上下流の水位差がゼロの時、水位差モニタ
出力が 0V DC になるように調整します。

［各部の名称と機能］
DA8000形設定器の操作部を示します。

［調整

DA8000］接点出力⑧ 運転出力設定ボリウム
指定の水位差以上で運転警報が出力(リレー励磁)するように設定(水位差最大に対し 0～5V DC)。
⑨ 異常出力設定ボリウム
指定の水位差以上で異常警報が出力(リレー励時)するように設定(水位差最大に対し 0～5V DC)。
⑩ 電源表示灯
電源投入時に点灯します。

[テスト](1)上流側ゼロ調整
モニタ出力端子の上流～Com.間に直流電圧計を接続してください。その時、③信号切換スイッチ(以下、切換SWと略す)は“計測”側に倒しておきます。上流側液位がゼロの時、もしくは上流側センサを引き上げた状態で①ゼロ調整
ボリウムを回し、直流電圧計の値が 0V DC になるように調整します。

(1)上流側テスト③切換SWを“テスト”側に倒します。
②テスト信号出力ボリウムを反時計方向
いっぱいに回した時、上流側モニタ出力が0V DC を指示します。
次に時計方向いっぱいに回した時、上流側
モニタ出力が 約 5V DC を指示します。
確認終了後、③切換SWを“計測”側に戻して
ください。

注意
上流側ゼロ調整をおこなう場合は、下流側センサを必ず引き上げた状態にしてください。
下流側センサを引き上げずに上流側ゼロ調整をおこなうと、水位差出力に悪影響を及ぼします。

(2)下流側ゼロ調整
モニタ出力端子の下流～Com.間に直流電圧計を接続してください。その時、⑥切換SWは“計測”側に倒しておきます。
下流側液位がゼロの時、もしくは下流側センサを引き上げた状態で④ゼロ調整ボリウムを回し
直流電圧計の値が0V DCになるように調整します。
(3)水位差ゼロ調整
モニタ出力端子の水位差～Com.間に直流電圧計を接続してください。その時、③及び⑥切換SWは“計測”側に倒しておきます。
上下流側液位が同レベルの時、もしくは両センサを引き上げた状態で⑦ゼロ調整ボリウムを回し
テスタの値が 0V DC になるように調整します。

【ボリウムの溝サイズ】① ② ④ ⑤ ⑦ のボリウム
溝サイズ：W0.7mm×L5mm×D0.2mm
必要工具：精密機器用十字ねじ
回しビット(0番ﾋﾞｯﾄ)または相当品上流 ① ゼロ調整ボリウム
出力信号(0～5V DC)ゼロ調整用。
上流側液位がゼロの時、上流側モニタ出力が0V DCになるように調整します。

⑧ ⑨ のボリウム
溝サイズ：W0.6mm×L4mm×D1mm
必要工具：小形マイナスドライバ② テスト信号出力ボリウム(右回り最大)
内蔵のテスト信号の出力を加減します。
③ 信号切換スイッチ(計測時“計測”)センサ信号とテスト信号を切り換えます。

35

DA8000］[ゼロ調整]

36(2)下流側テスト⑥切換 SW を“テスト”側に倒します。
⑤テスト信号出力ボリウムを反時計方向
いっぱいに回した時、下流側モニタ出力が0V DC を指示します。
次に時計方向いっぱいに回した時、下流側
モニタ出力が 約 5V DC を指示します。
確認終了後、⑥切換SWを“計測”側に戻して
ください。

［調整

PL4300］

中継箱【PL4300】[運転前の注意事項][ゼロ点、スパン点調整](1)通電する前に、入力、出力、電源、アースの各部が正しく接続されていることを確認してください。特に、入、出力の極性、電源電圧に注意してください。

中継箱によるゼロ点調整(1)センサ部の液位がゼロ点でない状態でゼロ調整ボリウムを回さないでください。
(2)出力端子(電源ライン)に直流電流計を直列に接続し、出力電流が計測できるように配線してください。
(3)液位をゼロ点にする、またはタンクからセンサを引き上げて大気開放状態にしてください。
タンクからセンサを引き上げて大気開放状態にする場合、センサの姿勢はセンサ設置時と同じ姿勢で調整作業をおこなってください。
液位がゼロ点の時にゼロ調整ボリウムを回して、4mA DC に調整します。

(2)センサ、中継箱ともに出荷時にはすべての調整を完了しているので、実際の液位に対する出力電流の確認のみで運転に入ることができます。
(3)仕様変更(最大計測長の変更)により、調整をおこなう場合は、本器に電源を投入し、約１時間の安定時間を取った後、以降に示す
要領でおこなってください。
ゼロ点、スパン点調整は、中継箱(PL4300)でおこないます。

－ メ モ －

中継箱によるスパン点調整(1)液位がスパン点の時、出力端子に接続している
直流電流計が 20mA DC になるようにスパン調整
ボリウムを回して調整します。
(ROUGH：粗調整／FINE：微調整)(2)液位が最大まで入っていない場合は、その液位を実測し、式(1)に従って計算した値になるように調整してください。

[各部の名称と機能]例) M=8m、L=6m のとき求める出力電流値は6/8×16＋4＝16 (mA DC)①指示計
液位レベルを表示します。
②ゼロ調整ボリウム
ゼロ点調整をおこないます。
③スパン調整ボリウム(粗調整)
スパン点調整(粗調整)をおこないます。
④スパン調整ボリウム(微調整)
スパン点調整(微調整)をおこないます。
②③④ボリウムの溝サイズ
溝サイズ：φ2.3mm×W0.6mm×D0.8mm
必要工具：小形マイナスドライバ

37

38