LIBERATOR ® 20, 30, 37, 45, & 60
Serbatoi di ossigeno liquido

Elija el equipo
que define losestándares
Todo en la unidad Liberator es deprimera línea. La unidad Liberator está
específicamente diseñada para maximizarla comodidad del paciente y optimizar la
distribución de oxígeno para una mayor
rentabilidad.
Los dispositivos Liberator de CAIRE son
resistentes y tienen más capacidad líquida
con un menor peso global. Esto permite
estirar los suministros sin que el personalde suministro tenga que llevar una unidad
más pesada. Todos los controles (incluidoel medidor LED fácil de leer) vienenmontados en la parte superior, para
facilitar su consulta y su funcionamiento.
Las unidades Liberator tienen conectoresde llenado estándar del sector y se pueden
solicitar con tres opciones de llenado:
conectores de llenado superior, llenado
lateral o llenado dual para acomodarse alas necesidades de los pacientes. Cuentan
con una garantía de vacio de cinco años.

CARACTERÍSTICAS• Capacidad de 20 a 60 litros• 6–17,2 días de funcionamiento a 2 LPM• Tasa de flujo de 0-15 LPM• Tiempo de llenado de 2,5 a 5,5 minutos en caliente• Tiempo de llenado de 1,5 a 4 minutos en frío
• 5 anni di garanzia sul vuoto• Migliora la qualità della vita
• Migliora la deambulazione

Información de contacto de CAIRE:
Línea gratuita
1.877.704.0878 (EE. UU.)
www.caireinc.com

LIBERATOR ® 20, 30, 37, 45, & 60
Serbatoi di ossigeno liquido

Especificaciones del producto
Capacidad deLOX
Capacidad
gaseosaequivalentePeso, vacío
Peso, lleno
AlturaDiámetro

LIBERATOR 20 LIBERATOR 30 LIBERATOR 37

LIBERATOR 45

LIBERATOR 60

21.0 L50.7 lb (23 kg)

31.0 L
74.8 lb (33,9 kg)

37.3 L90.0 lb (40,8 kg)

45.7 L
110.3 lb (50,04 kg)

60.2 L
145.3 lb (65,9 kg)

17,337 L

25,580 L

31,121 L

37,724 L

49,679 L

50 lb (22,68 kg)

55 lb (24,95 kg)

75.4 lb (34,19 kg)
220.68 lb(100,1 kg)
39 in.
(991 mm)89.7 lb(40,69 kg)
24.5 in.
(622 mm)47.5 lb(21,54 kg)
122.32 lb(55,94 kg)
29.5 in.
(749 mm)32.75 in.
(832 mm)

165.32 lb(74,99 kg)
37 in.
(940 mm)

14 in. (356 mm)

14 in. (356 mm)

14 in. (356 mm)

14 in. (356 mm)

16 in. (406 mm)

8,9 días

10,8 días

13.1 días

17,2 días

20 psi (137 kPa)

20 psi (137 kPa)

20 psi (137 kPa)

20 psi (137 kPa)

1.6 lb/ día(0,73 kg/ día)

1.6 lb/ día(0,73 kg/ día)

1.6 lb/ día(0,73 kg/ día)

1.65 lb/ día(0,75 kg/ día)

Apagado, .25, .5,.75, 1, 1.5, 2, 2.5,3, 4, 5, 6, 8, 10,12, 15 LPM

Apagado, .25, .5,.75, 1, 1.5, 2, 2.5,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12,15 LPM

Apagado, .25, .5,.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3,4, 5, 6, 8, 10, 12, 15
LPM

Apagado, .25, .5,.75, 1, 1.5, 2, 2.5,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12,15 LPM

39 lb (17,69 kg)

Tiempo de uso
6,0 días
típico a 2 LPM
Presión de fun20 psi (137 kPa)
cionamiento
Tasa de evapo- 1.6 lb/ día
ración normal(0,73 kg/ día)
Rango decontrol deflujo estándar

Apagado, .25, .5,.75, 1, 1.5, 2, 2.5,3, 4, 5, 6, 8, 10,12, 15 LPM

140 lb (63,48 kg)

Información de pedidos*
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Liberator 20 SFNÚMERO DECATÁLOGO
13256435

Liberator 37 DFNÚMERO DECATÁLOGO
13259599

Liberator 20 TF

13256654

Liberator 45 SF

13262085

Liberator 20 DF

13256195

Liberator 45 TF

13262253

Liberator 30 SF

13258449

Liberator 45 DF

13261699

Liberator 30 TF

13258641

Liberator 60 TF

13263811

Liberator 30 DF13256929

Liberator 60 DF

13263758

Liberator 37 TF

13259919

SF (llenado latera); TF (llenado superior); DF (llenado dual)* Los números de catálogo reflejan los números de componente en nglés de EE. UU. Para ver los números decomponentes específicos de idiomas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Información de contacto de CAIRE:
Línea gratuita
1.877.704.0878 (EE. UU.)
www.caireinc.com

CONSULTE LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN. Consulte las instrucciones de uso del producto
correspondiente para obtener información acerca de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información detallada de seguridad delproducto.
ML-LOX0002-3 E© 2022 CAIRE Inc. Todos los derechos reservados.