Especificações dos sistemas de oxigénio PSA AirSepGeradores autónomosPara aplicações únicas, a AirSep oferece uma gama de geradores de oxigénio completamente autónomos equipados com compressores de ar.
À exceção do Centrox, estes geradores não requerem instalação especial. Basta ligar a saída de oxigénio ao seu sistema de fornecimento deoxigénio e o cabo de alimentação a uma tomada elétrica com ligação à terra. Ligue a unidade e defina o fluxo de oxigénio pretendido.
ModeloOnyx
Onyx Ultra
TopazTopaz Ultra
Regalia
ReliantCentrox

Fluxo do produtoPressão do produto

SCFH*

Nm3/h*

SLPM*

psigkPabarg

1221122121
17
320,310,55
0,310,55
0,550,440,84

61061010815

920
920
750
50

62
138
62
138
48
345
345

0,62
1,370,62
1,370,48
3,53,5*SCF (pé cúbico padrão) gás medido a 1 atmosfera e 21 ºC (70 ºF).
*Nm3 (metro cúbico normal) gás medido a 1 atmosfera a 0 ºC (32 ºF).
*SLPM (litros padrão por minuto) de gás medido a 1 atmosfera e 21 ºC.

Série TopazCentrox

Série OnyxRegalia

Geradores padrãoOs geradores de oxigénio da série Alpha e da marca AirSep SeQual produzem entre 8 a 5500 pés cúbicos de oxigénio por hora a uma
concentração de oxigénio até 95%. Quando é fornecida eletricidade e uma fonte de ar comprimido, estes equipamentos fiáveis podem fornecer
oxigénio para praticamente qualquer aplicação.
ModeloAS-J

Série ATF

AS-A

AS-K

ATF-8
ATF-12
ATF-15
ATF-23
ATF-25
ATF-32
AS-A
AS-B
AS-D
AS-D+AS-E
AS-G
AS-J
AS-K
AS-L
AS-N
AS-P
AS-Q
AS-R
AS-W
AS-Z

Fluxo do produto

Pressão do produto

SCFH*

3Nm /h*SLPM*

psigkPabarg

81215
2325
32
20 – 25
45 – 55
80 – 90
80 – 100
160 – 195
250 – 320
450 – 600
750 – 900
1000 – 1300
1500 – 1800
2000 – 2300
2500 – 2800
3000 – 3700
4000 – 4600
5000 – 5500

0,210,31
0,39
0,60
0,65
0,84
0,53 – 0,66
1,18 – 1,45
2,10 – 2,372,10 – 2,63
4,21 – 5,13
6,57 – 8,41
11,83 – 15,77
19,72 – 23,66
26,29 – 34,18
39,43 – 47,32
52,58 – 60,46
65,72 – 73,61
78,86 – 97,27
105,15 – 120,93
131,45 – 144,59

3,85,7
7,1
10,81215
9 – 11
21 – 25
37 – 42
37 – 47
75 – 92
117 – 151
212 – 283
353 – 424
471 – 613
707 – 849
943 – 1085
1179 – 1321
1415 – 1746
1887 – 2170
2359 – 2595

9977
14
14
45 – 50
45 – 55
45 – 55
45 – 65
45 – 65
45 – 65
45 – 65
45 – 65
45 – 65
45 – 65
45 – 65
45 – 65
45 – 65
45 – 65
45 – 65

62
62
48
48
97
97
310 – 345
310 – 379
310 – 379
310 – 448
310 – 448
310 – 448
310 – 448
310 – 448
310 – 448
310 – 448310 – 448
310 – 448
310 – 448
310 – 448
310 – 448

0,620,62
0,48
0,48
0,96
0,96
3,0 – 3,43,0 – 3,73,0 – 3,73,0 – 4,43,0 – 4,4
3,0 – 4,4
3,0 – 4,4
3,0 – 4,4
3,0 – 4,4
3,0 – 4,4
3,0 – 4,43,0 – 4,43,0 – 4,43,0 – 4,43,0 – 4,4

Nota: Para os modelos de gerador padrão da série Alfa, especificar a pressão e o fluxo de oxigénio no momento da encomenda.
*SCF (pé cúbico padrão) gás medido a 1 atmosfera e 21 ºC (70 ºF).
*Nm3 (metro cúbico normal) gás medido a 1 atmosfera a 0 ºC (32 ºF).
*SLPM (litros padrão por minuto) de gás medido a 1 atmosfera e 21 ºC.

Os geradores produzem um ponto de condensação de produto de -73 ºC (-100 ºF). Todos os geradores estão disponíveis em 120 VCA ou 220 VCA. Especificar a tensão e a frequência nomomento da encomenda.
Todas as classificações de desempenho baseiam-se numa temperatura ambiente até 38 °C (100 °F), numa elevação até 1000 pés e numa humidade relativa de 80%.

Geradores Mini PackConcebido especificamente para aplicações com caraterísticas de fluxo e pressão fixas,o recetor de oxigénio de tamanho reduzido dos nossos geradores de oxigénio Mini Packoferece um arranque rápido e um tamanho significativamente menor quando comparado
com sistemas semelhantes que utilizam um recetor padrão em separado. Basta ligar
a entrada da unidade a uma fonte de ar comprimido adequada, a saída de oxigénio àaplicação e o cabo de alimentação a uma fonte de energia elétrica apropriada.
Fluxo do produto

ModeloAS-A Mini Pack
AS-B Mini Pack
AS-D Mini PackPressão do produto

SCFH*

3Nm /h*

SLPM*

psig

20 – 25
45 – 55
80 – 90

0,53 – 0,66
1,18 – 1,45
2,10 – 2,37

9 – 11
21 – 25
37 – 4245 – 50
45 – 55
45 – 55

kPabarg

310 – 345 3,0 – 3,4
310 – 379 3,0 – 3,4
310 – 379 3,0 – 3,4

Geradores AS-A, AS-B e AS-D Mini Pack

*SCF (pé cúbico padrão) gás medido a 1 atmosfera e 21 ºC (70 ºF).
*Nm3 (metro cúbico normal) gás medido a 1 atmosfera a 0 ºC (32 ºF).
*SLPM (litros padrão por minuto) de gás medido a 1 atmosfera e 21 ºC.

Sistemas padrão ou personalizados

As instalações de oxigénio padrão estão disponíveis em designs de baixa pressãocom potência otimizada ou de alta pressão com custos otimizados. As instalações debaixa pressão geram oxigénio nominal a 93% a até 15 psig (105 kPa ou 1,03 barg) e
consomem aproximadamente 400 kW/h1 por tonelada de oxigénio. As instalações dealta pressão geram oxigénio nominal a 93% a até 65 psig (448 kPa ou 3,0 barg) sem autilização de um compressor de oxigénio. Consomem aproximadamente 750 kW/h1 por
tonelada de oxigénio.
As instalações de oxigénio personalizadas oferecem concentrações de oxigénio de
70 a 99%. Um compressor de oxigénio opcional fornece o oxigénio a pressões até
3000 psig (20 685 kPa ou 2,06 barg).
1

Instalação integrada de alta pureza contentorizada

O consumo de energia tem um valor baseado por tonelada (2000 lb, 907 kg) do produto total gerado.

Sistemas de reabastecimento de garrafas

As instalações de reabastecimento de garrafas de oxigénio AirSep permitem que osclientes encham garrafas de oxigénio para as suas próprias necessidades ou para
fornecerem a outros clientes. A AirSep fabrica uma linha completa de instalações dereabastecimento de garrafas de oxigénio prontas a utilizar com capacidades de 8 a
até centenas de garrafas por dia. As instalações completas incluem um compressorde alimentação de ar, um secador de alimentação de ar, um gerador de oxigénio, umcompressor de oxigénio e um suporte de enchimento de garrafas. O compressor deoxigénio fornece oxigénio até 2200 psig (15 169 kPa ou 151,6 barg) para um coletor
de alta pressão capaz de encher até 10 garrafas de cada vez.
Estas instalações de reabastecimento de garrafas funcionam automaticamentee geram oxigénio de modo a cumprir a Monografia de 93 por cento (93% ±3%)de oxigénio da Farmacopeia Europeia e dos Estados Unidos da América. Para
aplicações especiais, é possível adicionar um módulo opcional de alta pureza à
instalação para aumentar a concentração de oxigénio para 99% ±0,5%.
ModeloAS-D-CR
AS-G-CR
AS-J-CR
AS-K-CR
AS-L-CR

Capacidade – Garrafas/dia(Garrafas K padrão (244 SCF))
8204060
100

Instalação de reabastecimento de garrafas

Os modelos de maiores dimensões do que o AS-L-CR são construídos mediante encomenda.
Os geradores produzem um ponto de condensação de produto de -73 ºC (-100 ºF). Todos os geradores estão disponíveis em 120 VCA ou 220 VCA. Especificar a tensão e a frequência no momento da encomenda.
Todas as classificações de desempenho baseiam-se numa temperatura ambiente até 38 °C (100 °F), numa elevação até 1000 pés e numa humidade relativa de 80%.

FABRICADONOS EUA© 2021 AirSep Corporation. Todos os direitos reservados.
A AirSep reserva-se o direito de descontinuar os seus produtos ou alterar os preços, materiais, equipamentos, qualidade,descrições, especificações e/ou processos dos seus produtos a qualquer momento e sem aviso prévio, não decorrendo
daí quaisquer obrigações ou consequências. A AirSep reserva-se quaisquer direitos aqui mencionados, conforme aplicável.

260 Creekside Drive
Buffalo, NY 14228-2075 EUA
Tel.: (716) 691-0202 ■ Fax: (716) 691-1255
www.airsep.com ■ info@airsep.com
ML-IND0034-6 E