Manual de operações

Sarpette® M
Nº SARSTEDT: 90.3100.xxx / 90.3108.xxx / 90.3112.xxx

Manual de operações Sarpette® M

Manual de operações Sarpette® M

Conteúdo
1.

2

3

4

Descrição do produto

3

1.1
1.2

3
3

Introdução

3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3
3
4
4
4

Posição de trabalho da pipeta
Ajuste de volume
Seleção de ponteirasEjeção da ponteira
Filtro de proteção

Processo de pipetagem

4

3.1
3.2

5
5

Pipetagem normal
Pipetagem reversa		

Manutenção

5

4.1
4.2
4.3

5
6
6
6
6
6
7
7
7
8

4.4

4.5

Verificação da vedação
Limpeza
Desmontagem da unidade de volume e substituição do anel de vedação, modelos - 1000 µL
4.3.1
Remoção da unidade de volume (parte inferior)
4.3.2
Substituição do O-Ring e da luva de PTFE
4.3.3
Substituição do anel de vedação
Desmontagem da unidade de volume e substituição do anel de vedação, modelos 5 e 10 mL
4.4.1
Remoção da unidade de volume (parte inferior)
4.4.2
Troca do anel de vedação
Troca de pistão, Sarpette® multicanal M

5Defeitos

8

6

Esterilização

8

7

Calibração

9

7.1

9

Calibração em laboratório

8

Garantia

9

Dados de desempenho Sarpette® M

10

9.1
9.2

10
10

10

2

Instruções de segurança
Descrição

9

Sarpette de canal único M
Sarpette® multicanal M8 / M12®

Informações do pedido

1.

Descrição do produto

1.1

Instruções de segurança• Leia atentamente as instruções de operação antes de usar e guarde-as para referência futura.
• Siga as observações e instruções do fabricante em relação à operação e manutenção.
• Evite o possível tensionamento da mão durante trabalhos prolongados de pipetagem e suas consequências
médicas(como tendinite).

1.2

Descrição

O Sarpette® M possibilita uma pipetagem precisa e sem esforço. Os modelos monocanal cobrem uma faixa
de volume de 0,1 μL a 10 mL. Os seis modelos das versões de 8 ou 12 canais na faixa de 0,5 a 300 μL são
perfeitos para transferência uniforme de líquido em placas de microtitulação. Todos os modelos são totalmente
autoclaváveis a 121°C. As principais vantagens são o visor digital (E) para uma exibição permanente
do volume e o inovador sistema JustipTM (H) com um botão de ejeção acolchoado (C) para a ejeção ideal daponteira. O sistema de calibração Swift-Set (F) permite que o usuário faça reajustes.

2

Introdução
A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

~ 0.5 mm

~ 0.5 mmH

G
~ 0.5 mm

~ 0.5 mm

~ 0.5 mm

K

H

I

I

Fig. 1

2.1

Fig. 2

Fig. 3Posição de trabalho da pipeta

Coloque o descanso de dedo (D) na terceira articulação do dedo indicador. O botão (B) e o ejetor de ponteira(C) podem ser acionados com um leve movimento do polegar. A base multicanal rotativa (K) permite a seleção
individual da melhor posição de trabalho possível.

2.2

Ajuste de volume

O volume é ajustado girando o botão (B) até que o volume desejado apareça no visor digital (E) (girar no sentido
horário reduz o volume e vice-versa). Os batentes de clique sensíveis no parafuso do micrômetro e a tampa dobotão colorido de giro livre (A) evitam ajustes indesejados durante o andamento dos processos de pipetagem.

113Manual de operações Sarpette® M

Manual de operações Sarpette® M
3.1

			Quando a letra (E) acende ao lado dos números no visor, o volume selecionado não seencontra mais dentro da faixa de trabalho da pipeta. Apertar demais o micrômetro podedanificar o mecanismo.

2.3

Seleção de ponteiras

As ponteiras SARSTEDT Refill-Revolution trazem a melhor combinação possível de pipeta e ponteira paracada aplicação. Use apenas ponteiras fornecidas ou compatíveis com a pipeta. Você pode encontrar mais
informações e um catálogo detalhado em www.refillrevolution.tips.

			A reprodutibilidade melhora se cada ponteira for enxaguada (rinsagem) pelo menos uma vez
com a substância a ser pipetada antes do uso.

Pipetagem normal (Fig. 4)

O volume, definido com precisão, é aspirado e depois liberado.
-

Fase 1: Pressione o botão de acionamento até a primeira parada.
Fase 2: 	Mergulhe a ponteira verticalmente cerca de 2 a 3 mm de profundidade e solte o botão lentamente.
Aguarde 2 segundos, retire a pipeta e a ponteira cheia verticalmente sem tocar na parede dorecipiente.
- Fase 3:	Coloque a ponteira na parede do segundo recipiente, pressione lentamente o botão deacionamento até a primeira parada para ejetar o líquido.
- Fase 4: Pressione completamente o botão de ativação. Os resíduos são soprados para fora da ponteira.
		Remova a ponteira da pipeta 10-15 mm ao longo da parede do recipiente e retire-a.
- Fase 5: Ejete a ponteira usada pressionando o botão de ejeção (C).

3.2

Pipetagem reversa

Aspira-se o excesso de volume, mas apenas o volume definido é dispensado.
-

2.4Ejeção da ponteira (Fig. 2 e 3)

O sistema patenteado JustipTM permite o posicionamento imediato da altura do eixo (± 2 mm) para que haja um
ajuste ideal e a ejeção perfeita da ponteira. A distância entre a ponteira e a haste de ejeção é ajustada para ~0,5mm girando o parafuso de ejeção (< LO – HI >). Batentes com clique integrados evitam ajustes indesejados.

2.5

Filtro de proteção

As macropipetas (modelos de 5 e 10mL) podem ser equipadas com um filtro de proteção para maior segurança
contra a entrada de líquidos e para evitar o risco de contaminação. Isso é recomendável ao pipetar grandes
volumes e/ou líquidos tóxicos, radioativos ou altamente agressivos. Um filtro molhado ou contaminado deve serobrigatoriamente substituído. Os filtros não são autoclaváveis.

3

Fase 1: Pressione o botão de acionamento até a ultrapassagem (segunda parada).
Fase 2:	Mergulhe a ponteira verticalmente cerca de 2 - 3 mm de profundidade e solte lentamente o botão.
Aguarde 2 segundos, retire a pipeta e a ponteira cheia verticalmente sem tocar na parede dorecipiente.
- Fase 3: Coloque a ponteira na parede do segundo recipiente e pressione o botão apenas até a primeiraparada para dispensar a quantidade exata de líquido definido.
- Fase 4: Retire a pipeta do segundo recipiente e repita a fase 2. Dispense o restante		pressionando o botão até a segunda parada (ultrapassagem). Ejete a ponteira		usada pressionando o botão de ejeção (C).

Processo de pipetagem

4

Manutenção

Os modelos geralmente não requerem manutenção. O cuidado e a limpeza constantes contribuem para ofuncionamento ideal e a longevidade do instrumento. Recomenda-se verificar os dados de desempenho deacordo com os procedimentos de controle interno (SOP, GLP etc.) ou pelo menos uma vez por ano. Substitua
as peças defeituosas apenas por peças originais do fabricante.

Antes da pipetagem, deve-se fixar uma ponteira nova e limpa.
4

3

123 4

1234

c

c
2
2

3
1
1

3

~ 0.5 mmFig. 6

Fig. 7

Fig. 8ﬂexion sur la tête du piston.

Pipetagem direta

Fig. 4

Pipetagem reversa

Fig. 5

4.1

Verificação da vedação

O instrumento só funcionará corretamente se a almofada de ar fechar bem. O vazamento se manifesta atravésda formação de gotas na ponteira ou devido a um nível de líquido diferente nas ponteiras individuais de uma
pipeta multicanal. Em caso de vazamento, recomendamos a manutenção da pipeta.

45Manual de operações Sarpette® M
4.2

Limpeza

Manual de operações Sarpette® M
4.4

Desmontagem da unidade de volume e substituição do anel de vedação, modelos 5 e 10 mL (Fig. 7)
1

A unidade de volume removível (parte inferior) da pipeta pode ser limpa com água ou álcool. Em caso de muita
sujeira, as peças individuais também podem ser imersas em uma solução desinfetante. A limpeza adequada énecessária se o líquido entrar acidentalmente na pipeta. Enxágue e seque o instrumento antes da montagem.
Remova os resíduos difíceis de serem limpos no banho ultrassônico. Antes de montar a pipeta, lubrifiquelevemente o anel de vedação (veja abaixo).

2
3

4

5

4.3

Desmontagem da unidade de volume e substituição do anel de vedação, modelos - 1000 µL (Fig. 6)

6

4.3.1

Remoção da unidade de volume (parte inferior):

7

12

12

12

12
12
12

12 12

13

13

13

21
13
13

21 21

22

22 22

1415
23
15

15 15
23 23

16
17

17
16
17
13

17 17

18

18
18

14
15

1. Pressione o botão de ejeção (2), gire a porca de ejeção (20) ou (24) para a esquerda por 2 ml e remova-a.
2. Desaperte o cilindro (18).

8

3. Pressione totalmente o botão de acionamento e, em seguida, puxe o êmbolo.

9

18

18

24

24 24

25

25 25

18

18 18

27

28

13 13

29

33

4.3.2

30

10

Substituição do O-Ring e da luva de PTFE:

1. Após remover a parte inferior, retire o cilindro (18) e use uma ponteira de pipeta ou um objeto pontiagudo
para pressionar os dois mandris do anel (14).

19

19

19

19
19

20

20

20

20
20

3. Substitua as peças defeituosas. Remova o excesso de graxa do pistão (13).

Para evitar qualquer dano à luva de PTFE, coloque-a nopistão (13) e só então encaixe o anel de vedação (17).

4. Lubrifique levemente o pistão, a luva de PTFE e o anel de vedação e remonte a unidade de volume.

O conjunto da gaxeta anel de vedação não está acessível nos modelos de 2, 10, 10Y e 20μL.
Se a espessura for insuficiente, o cilindro inteiro deve ser substituído.

4.3.3

Substituição do anel de vedação:1. Desaperte a haste do pistão (21), remova as arruelas (22, 23) e a mola (15).
2. Se necessário, substitua as peças defeituosas. Lubrifique o anel de vedação (17) e o cilindro (18)
uniformemente.

26 26

20

20 20

32

11

2. Solte o anel do cilindro, puxe a mola (15) para acessar o anel de vedação/luva PTFE.

			
			

26

1, L
2, 5, 10 L
815 : 1, 2,815
5, :10815::models
1, other2, 5, 10Lallmodels825L: 2, 10 815/825
L:815/825
all other825 : 2, 10
models815:
815/825:825: 2,Circlip
10 L
1.All
Acolchoamentodobotão
de ejeção
12.
(except825.0010Y)(except 825.0010Y)(except825.0010Y)
1,2, 5, 10, 20 µL all othersizes

835 : all models
835 : all models
835:835
5 and
10 mL: all models

855:
all sizes
23. Arruela
inferior

2. Botão de ejeção 825:

13. Pistão

24. Tampa de ejeção

3. Anel de molas

2, 10, 10Y, 20 µL

31

14. Anel

25. Luva de ejeção

4. Tampa Smartie

15. Mola

26. Parafuso de ejeção

5. Mola de ejeção

16. Luva de PTFE

27. Unidade da cobertura

6. Unidade do contador (ajustável)17. Anel de vedação (pistão)28. Junção

7. Unidade de dosagem (fixo)

18. Cilindro

29. Unidade do pistão

8. Peça de mão

19. Ejeção

30. Unidade do cilindro

9. Janela

20. Porca de ejeção

31. Carcaça

10. Parafusos, peça de mão (2x)21. Haste do pistão

32. Anel de vedação (Cone, 200 µL)

11. Haste de ejeção

22. Arruela superior

33. Botão de calibração

4.4.1

Remoção da unidade de volume (parte inferior):

1. Gire a porca do ejetor (20) e separe-a da tampa do ejetor (24).
2. Desaperte o cilindro (18), pressione o botão de operação e puxe o pistão.

4.4.2

Troca do anel de vedação:1.	Pressione os dois grampos do cilindro (18) simultaneamente e sem exercer nenhuma força e separe-os daluva ejetora (25). Remova a unidade do pistão.
2. Desaperte a haste do pistão (21), remova as arruelas (22, 23) e a mola (15).
3. Se necessário, substitua as peças defeituosas. Lubrifique o anel de vedação (17) e o cilindro (18)
uniformemente.
4. Remonte a unidade de pistão, cilindro e luva de ejeção.
5. Aparafuse o cilindro na pipeta, pressione totalmente o botão de acionamento (B) e engate a haste do pistão.

6

7

Manual de operações Sarpette® M
4.5

Troca de pistão, Sarpette® multicanal M

Uma troca de pistão em pipetas multicanal assim como a substituição de outras peças defeituosas, deve
sempre ser realizada pelo seu parceiro de serviço local.

5

Defeitos

ProblemaPossíveis causas

Solução

A ponteira não está firme
no coneEjeção da ponteira posicionada
incorretamente

Ajuste a posição de ejeção da ponteiraUse ponteiras originais ou compatíveis

Ponteiras incompatíveis
O pistão gruda,
ou se move de forma
irregularPistão sujo

Desmonte e limpe o pistão
(lubrifique também as pipetas de 5 e
10mL e pipetas multicanal)

O líquido não é aspirado

Cone entupido

Desmonte e limpe

Unidade volumétrica
da pipeta montada incorretamente

Monte a parte inferior de acordo com
as instruções de operação

Filtro protetor contaminado em pipetas
de 5 e 10 mL

Substitua o filtro de proteção

Densidade insuficiente
Nível de líquido
diferente em ponteiras depipetas multicanalO instrumento não
atende aos valores dedesempenho

Densidade insuficiente

Verifique se o cone, luva de PTFE ou oanel de vedação estão com defeito

Ponteiras incompatíveis

Verifique a compatibilidade e o ajustedas ponteiras da pipeta
Substitua o filtro de proteção

Instrumento calibrado incorretamente

Faça a recalibração
Faça a recalibração com o líquido
apropriado

Uso do instrumento com líquidos
viscosos,voláteis ou extremamente temperados

6

7

Calibração

Cada Sarpette® M foi calibrado e testado individualmente após a fabricação. O certificado de controle fornecido
com a pipeta contém todos os dados, além de seu número de série. Os dados de desempenho são verificados
com água destilada a uma temperatura ambiente constante (± 0,5°C) de 20 a 25°C, de acordo com a ISO
8655.

7.1

Calibração em laboratório

Com o sistema de calibração Swift-Set, as pipetas podem ser ajustadas da seguinte forma ao volume correto
de forma rápida e segura:

Verificar o encaixe das ponteiras depipetaSubstitua o cone defeituoso, a luva de
PTFE ou o anel de vedação

Filtro protetor contaminado em pipetas
de 5 e 10 mL

Manual de operações Sarpette® M

Fig. 12Fig. 13• Remova a tampa colorida (a) do botão e remova o parafuso de calibração (b).
• Retire a etiqueta do selo de calibração (c) e coloque o controle deslizante de calibração (d) na posição decalibração usando uma ponteira de pipeta ou um objeto pontiagudo.
• Gire o parafuso de calibração até que o volume médio medido apareça no visor digital sem segurar o botão.
• Empurre o controle deslizante de calibração de volta para a posição de travamento e pressione o botão parabaixo até a segunda parada nessa posição.
• Solte o botão novamente e coloque a tampa colorida no botão.
• Verifique o resultado após alguns movimentos do pistão.
• Cole a nova etiqueta do selo de calibração no botão de calibração.

8

Garantia

O Sarpette® M tem garantia contra qualquer defeito de fabricação e material pelo período de tempo
mencionado no certificado de inspeção. Danos causados pela não observância das instruções de operação
e segurança ou autoclavagem, por temperatura inadequada e desvios de cor dos materiais não são cobertos
pela garantia. Reparos e peças de reposição não estendem o período de garantia. Se houver falhas que não
possam ser corrigidas com as instruções fornecidas, entre em contato com seu representante SARSTEDT.

Esterilização

A construção do Sarpette® M permite a esterilização repetida em autoclave a 121 °C (20 minutos). Nos
modelos de 5 e 10 mL, remova o filtro protetor antes de autoclavar. Coloque o instrumento horizontalmente na
autoclave, evitando contato direto com metal. Antes de usar, verifique se a pipeta está seca e completamente
resfriada. Instale um novo filtro de proteção nos modelos de 5 e 10 mL. Verifique a vedação e os dados dedesempenho regularmente, mas apenas após 50 ciclos de autoclavagem. Aperte a unidade de volume seestiver solta. Podem ocorrer uma mudança na cor do material e uma dificuldade na rotação da tampa colorida
após repetidas autoclavagens. A autoclavagem correta e a esterilidade resultante são de responsabilidade do
usuário.

89Manual de operações Sarpette® M
9Dados de desempenho Sarpette® M

9.1

Sarpette® de canal único M
VolumeNúmero dopedidoManual de operações Sarpette® M
10Inexatidão (E %)Área dovolumeNúmero do pedido

Imprecisão (CV %)Vol. mín.

Vol. interm.

Vol. máx.

Vol. mín.

Vol.
interm.

Vol. máx.

90.3100.002

0,1 – 2 µL 0,002 µL <+/– 6,0 %<+/– 4,0 %<+/– 2,0 %< 5,0 %

< 3,3 %

< 1,5 %

90.3100.010

0,5 – 10 µL

0,01 µL <+/– 2,5 %<+/– 1,8 %<+/– 1,0 %< 1,8 %

< 1,2 %

< 0,5 %

90.3100.020

2 – 20 µL

0,02 µL <+/– 2,5 %<+/– 1,8 %<+/– 1,0 %< 1,7 %

< 1,0 %

< 0,5 %

90.3100.100

10 – 100 µL

0,01 µL <+/– 1,5 %<+/– 1,2 %<+/– 0,8 %< 1,0 %

< 0,6 %

< 0,2 %

90.3100.200

20 – 200 µL

0,2 µL <+/– 1,5 %<+/– 1,1 %<+/– 0,6 %< 0,6 %

< 0,4 %

< 0,2 %

90.3100.000

100 – 1000 µL

1 µL <+/– 1,5 %<+/– 1,0 %<+/– 0,5 %< 0,5 %

< 0,4 %

< 0,2 %

90.3100.555

0,5 – 5 mL

0,01 mL <+/– 1,5 %<+/– 1,1 %<+/– 0,6 %< 0,6 %

< 0,5 %

< 0,3 %

90.3100.111

1 – 10 mL

0,01 mL <+/– 1,5 %<+/– 0,7 %<+/– 0,5 %< 0,5 %

< 0,3 %

< 0,2%

Sarpette® multicanal M8 / M12

Número dopedidoVolumeÁrea dovolumeInexatidão (E %)NúmeroDivisão
de canais

Vol. mín.

Vol. interm.

Vol. máx.

Vol.
mín.

Vol.
interm.

Vol.
máx.

0,5 – 10 µL 0,01 µL

8<+/– 3,5 %1) <+/– 2,5 % <+/– 1,5 %< 3,0 % < 2,0 % < 1,0 %90.3108.200

20 – 200 µL

0,2 µL

8<+/– 0,9 %<+/– 0,8 % <+/– 0,7 %< 0,6 % < 0,5 % < 0,3 %90.3108.300

30 – 300 µL

0,4 µL

8<+/– 1,0 %1) <+/– 0,9 % <+/– 0,8 %< 0,6 % < 0,5 % < 0,3 %90.3112.010

0,5 – 10 µL 0,01 µL

12<+/– 3,5 %1)<+/– 2,5 % <+/– 1,5 %< 3,0 % < 2,0 % < 1,0 %90.3112.200
com
a ISO 8655.

20 – 200 µL

0,2 µL

12<+/– 0,9 %1)<+/– 0,8 % <+/– 0,7 %< 0,6 % < 0,5 % < 0,3 %90.3112.300
30 – 300µL 0,4 µL
medido a 10% do volume
nominal12<+/– 1,0 %1) <+/– 0,9 % <+/– 0,8 %< 0,6 % < 0,5 % < 0,3 %Os valores de desempenho foram determinados com água destilada a uma temperatura constante (± 0,5 °C) entre 20 e 25 °C de acordo

0,1 – 2 µL

90.3100.010

0,5 – 10 µL

90.3100.020

2 –20 µL
Pipetas monocanal

10 – 100 µL

Embalagem

Ponteira de pipeta
SARSTEDT apropriada
70.3010.xxx
70.3020.xxx
70.3021.xxx
70.3010.xxx
70.3020.xxx
70.3021.xxx
70.3030.xxx
70.3031.xxx

1 peça/caixa

70.3030.xxx
70.3031.xxx

90.3100.200

20 – 200 µL

70.3030.xxx
70.3031.xxx

90.3100.000

100 – 1000 µL

70.3050.xxx
70.3060.xxx

90.3100.555

0,5 – 5 mL

70.1183.102
70.1183.002

90.3100.111

1 – 10 mL

90.3108.010

0,5 – 10 µL

90.3108.200

Pipetas de 8 canais

20 – 200 µL

90.3108.300

30 – 300 µL

90.3112.010

0,5 – 10 µL

90.3112.200
90.3112.300

Pipetas de 12 canais

20 – 200 µL
30 – 300 µL

1 peça/caixa

1 peça/caixa

70.1187.102
70.1187.002
70.3010.xxx
70.3020.xxx
70.3021.xxx
70.3030.xxx
70.3031.xxx
70.3030.xxx
70.3031.xxx
70.3040.xxx
70.3010.xxx
70.3020.xxx
70.3021.xxx
70.3030.xxx
70.3031.xxx
70.3030.xxx
70.3031.xxx
70.3040.xxx

MNL_49_052_0000_2925_NF

Reservados os direitos a alterações técnicas.			

1)Área do volume

Imprecisão (CV %)90.3108.010

1)

Descrição

90.3100.002

90.3100.100

p/n 03-0-0002-0197

9.2

Divisão

Informações do pedido

SARSTEDT Ltda.
Rodovia Marechal Rondon, km 126
Soamim
CEP 18540-000
Porto Feliz – SP
Tel: +55 11 4152 2233
info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com

1011