取扱説明書
Operating Instructions
炭酸ガス調整器
CO2 Gas Regulator
品番/Model No.

YX-503C / YX-1203CT1

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。


周辺機器の取扱説明書も、あわせてお読みください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
Before operating this product, please read the instructions carefully and save this manual for future use.
Please also read the operating instructions of peripheral equipment.
First, please read the “Safety Precautions”.

English version is the original instructions.

OMXT0122JE10
2201

2

もくじ

Table of Contents

はじめに ................................................. 3

Introduction ......................................... 10

1. 安全上のご注意（必ずお守りください）4

1. Safety precautions ........................... 11

2. 仕様、付属品 ....................................... 5

2. Specifications................................... 122.1 仕様 ............................................................ 5
2.2 付属品 ........................................................ 5
2.3 外形図 ........................................................ 5

2.1 Specifications .........................................12
2.2 Accessories.............................................12
2.3 Outside drawing......................................12

3. 設置と各部名称.................................... 6

3. Installation and parts list................. 13

3.1 設置場所..................................................... 6
3.2 各部の名称 ................................................. 6
3.3 交換部品明細表 .......................................... 6

3.1 Installation place.....................................13
3.2 Parts list...................................................13
3.3 Spare parts list........................................13

4. 接続...................................................... 7

4. Connection ....................................... 14

4.1 ガスボンベの取り付け ............................... 7
4.2 ヒーターの使用 .......................................... 7
4.3 ご使用機器への接続................................... 7

4.1 Installation to the gas cylinder ..............14
4.2 Heater of the equipment.........................14
4.3 Connection to the equipment ................14

5. 操作...................................................... 8

5. Operation .......................................... 15

5.1 ガスの供給 ................................................. 8
5.2 作業終了..................................................... 8

5.1 Supplying the gas...................................15
5.2 Completing the operation ......................15

6. 日常点検と修理.................................... 9

6. Daily inspection and repair ............. 16

6.1 日常点検..................................................... 9
6.2 修理 ............................................................ 9

6.1 Daily inspection ......................................16
6.2 Repair.......................................................16

OMXT0122JE10 はじめに• 本製品は、CO2 ガス専用の流量計付き圧力調整器です。
• 本製品の設置、使用、サービスに先立ち、取扱説明書の内容に従い、安全に作業を行ってください。

 安全な使い方に関する警告表示
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

 お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

危険「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

してはいけない内容です。

警告「死亡や重傷を負うおそれがある内容」
です。

実行しなければならない内容です。

注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

気をつけていただく内容です。

 本製品を日本国外に設置、移転する場合のご注意• 本製品は、日本国内の法令および基準に基づいて設計、製作されています。
• 本製品を日本国外に設置、移転する場合、そのままでは設置および移転する国の法令、基準に適合しない場合がありますのでご注意ください。

• 本製品を日本国外に移転・転売をされます場合は、必ず事前にご相談ください。

【本製品廃棄上のご注意】
本製品を廃棄される場合は、認可を受けた産業廃棄物処理業者と廃棄処理委託契約を締結し、廃棄処理を委託してください。

 本書の記載内容は、２０２２年 １月 １２日 現在のものです。
 本書の記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。

OMXT0122JE10

3安全上のご注意（必ずお守りください）

1. 安全上のご注意（必ずお守りください）注意
ガスボンベ・ガス流量調整器

重大な人身事故を避けるために、必ず次のことをお守りください。

ガスボンベの転倒や、ガス流量調整器が破裂すると、人身事故を負うことがあります。

（1）本製品は安全性に十分配慮して設計・製作されていますがご使用にあたってはこの取扱説明書の （1） ガス調整器への油分等の禁止
ガス調整器に、油分、水分やちりやほこりが付着していたり、注意事項を必ず守ってください。これらを守らず
これらの異物が内部に入った場合、本製品が腐食したり、使用に使用しますと、死亡または重傷などの重大な人されているガスの外部への漏洩、さらに、本製品が圧力を調整
身事故を引き起こす場合があります。
する機能を損なう危険性があります。なお、本製品に、潤滑油（2）他のガスへの転用の禁止
やグリースの補給を必要とする機構はありません。
本製品は、CO2 ガス用のガス調整器で、CO2 ガス （2） 安全弁の確認と作動条件
本製品には、異常な調整圧力（2 次圧力）上昇時に本製品が破に適合するように製作されています。ガスによっ損することを防止するために、安全弁が取り付けられています。
ては、混合すると爆発したり、化学反応をおこしこの安全弁の動作圧力は、0.8MPa 以上となっています。安全弁
別の物質に変化する等のことがあり、危険です。
の作動圧力は、出荷時に設定されていますので、絶対に触らなガス調整器は、必ず１種類のガス専用とし、他のいでください。安全弁が作動し、ガスが漏洩した場合は、圧力調整機能の故障（通常「出流れ」現象と呼びます）が考えられ
ガスとの共通使用ははしないでください。また、ますので、ガスボンベのバルブを直ちに閉めて、ご使用を中止
入口継手（ボンベ取付ナット）の種類と形状は、し、弊社または販売店で安全をご確認ください。
使用されるガスボンベによって異なりますので、 （3） ガスボンベの取り扱い
ご注意ください。CO2 ガスのガスボンベとボンベ
ガスボンベの取り扱いに関しては、高圧ガス取締法を遵守し、貴社社内基準に従って正しく管理してください。ガスボンベに取付ナットのねじは、W22-14 山の右ネジです。
は、高圧ガスが封入されておりますので、取り扱いを誤ると、（3）本製品は、サイフォン式ボンベには適用できませ高圧ガスが吹き出したり、本製品が破裂し人身事故を発生させん。
ることがありますので、下記事項を遵守してください。
①ガスボンベが転倒すると、人身事故を負うことがあります。
（4）ガス調整器の仕様およびご使用条件の確認②ガスボンベは、専用のボンベ立てに固定してください。ガスボ
本製品は、発注された時にご指定された仕様で製
ンベは、必ず垂直に固定し、横倒しの状態で使用しないでくだ
作されています。
さい。
下記①～⑤の事項をご確認のうえ、ご使用条件が③ガスボンベは、その内部圧力が、温度によって変化します。ガスボンベが、直射日光にさらされたり、熱源のそばに置かれて本製品の仕様と整合性があるかどうかご確認くいると、内部圧力が上昇し、ボンベ自体の安全弁が作動するこ
ださい。特に、ガス調整器には、高圧ガスが入りとがあります。
ますので、入口圧力（１次圧力）のご確認をして④ガスボンベにガス調整器を取り付ける前に、ガス調整器のボンください。本製品の最大入口圧力は、CO2 ガスのベ取付ナットの内部に、ボンベパッキンが挿入されていることをご確認ください。挿入されていない場合は、必ずボンベパッ
場合の 11.8MPa です。
キンを挿入してください。
①ご使用される入口圧力（１次圧力）⑤ガスボンベのバルブを開く時は、本製品の正面（圧力計の正②取り付けられている圧力計面）に立たないでください。
また、バルブはゆっくりと少しずつ開き、全開状態としてくだ③入口継手の種類と形状
さい。
④出口継手の種類と形状⑥ガスボンベを使用しない時は、必ず本製品を取り外し、保護⑤ご使用される流量
キャップを取り付けてください。
本製品の仕様とご使用条件が一致しない場合、本⑦ガスボンベに、溶接トーチを掛けたり、電極がガスボンベに触れないようにしてください。
製品の破損や破裂、ガスの漏洩などの危険があり（4） 流量計カバーの取り扱います。
本製品に取り付けられている流量計の流量計カバーは、ポリ（5）感電防止のため、本器の接地を確実に行ってくだ
カーボネート樹脂で製作されており、使用温度範囲は、－１０
さい。
～＋４０℃ですが、直射日光を避けてください。また、下記の注意事項を遵守してください。
［ Ｄ 種接地工事（旧第３種接地工事）接地抵抗①流量計カバーに外力や衝撃を加えると、破損や故障の原因とな100Ω 以下 ］
ります。
（6）作業環境の確認②漏洩検査、清掃には家庭用中性洗剤以外は絶対に使用しないで本製品をご使用される作業場所は、ご使用されるください。溶剤、合成油、薬品類や市販のガス漏れ検査液は、ほとんどのものが、ポリカーボネート樹脂に悪影響し、クレーガスにより酸素欠乏症状とならないように良好
ズ（細かいヒビ）やクラック（割れ）を発生させたり、強度低な換気を行ってください。
下の原因となります。

お知らせ

製品に付けられている、警告表示および本取扱説明書の内容について

 製品に付けられている警告表示および本取扱説明書の内容は、製品に関する法令・基準・規格・規則等（関連法規等という）に基づき作成されていますが、これらの関連法規等は改正されることがあります。

 改正により、関連法規等に基づく使用者側の製品使用に際しての規制内容に変更が生じた場合につきましては、使用者側の責任において対応していただきますようお願いします。

4

OMXT0122JE10

仕様、付属品

2. 仕様、付属品
2.1 仕様YX-503C

品番YX-1203CT1

適用ガス

溶接用液化炭酸ガス
（CO2）

入口圧力

1 ～ 11.8MPa

2 次圧力調整範囲

ガス流量

0 ～ 0.3MPa

0 ～ 0.5MPa

5 ～ 50 L / min.
（2 次圧力が 0.3MPa のとき）

30 ～ 120 L / min.
（2 次圧力が 0.5MPa のとき）
100 %

使用率
ヒーター電源AC 100 V±10 V , 400 W

AC 100 V±10 V , 600 W

3m

5m

3P コンセント2P コンセントヒーターケーブル長さ
ヒーター

ヒーターケーブルコンセント

0.8 MPa 以上

安全弁作動圧力
3.3ｋｇ

質量

3.6ｋｇ

注 記
本製品は、入口圧力 1MPa 未満のガス供給源（例：集中配管）には使用しないでください。（精度が低下します。集中配管部には、集中配管用「流量計」をご使用ください。）

2.2 付属品
品名
ボンベパッキン

部品品番

数量

PG6201A

2

222

2.3 外形図

179

55

W22-14

安全弁
φ8.5
116

113

M12×1
107

229

96
203

YX-503C

YX-1203CT1

OMXT0122JE105

設置と各部名称

3. 設置と各部名称
3.1 設置場所
本製品は、下記の条件を満たす場所でご使用ください。
（5）海抜 1,000m 以下のところ。
（1）屋内。
（2）直射日光、水滴や雨のかからない場所（6）溶接機から発生する以外で、埃、酸、腐食性ガ
ス等の物質の極めて少ない場所。

（3）周囲温度：（a）-10 ～ +40 ℃（溶接作業時）

参 考（b）-20 ～ +55 ℃（運搬後・保管時）

溶接機の取扱説明書も合わせて精読してください。

（4）温度に対する湿度（a）50% 以下（周囲温度 40 ℃時）（b）90% 以下（周囲温度 20 ℃時）

3.2 各部の名称

2次圧力計

1次圧力計

流量計カバー

フロート
ボンベパッキン
流量計（組）

流量調整つまみ

ホース口（組）ボンベ取付ナット
圧力調整ハンドル

3.3 交換部品明細表

6

部品名

部品品番

数量

ボンベパッキン

PG6201A

1

ホース口（組）

A435871

注 記
安全維持の為、左記以外の部品の補修はできません。

OMXT0122JE10

接続

4. 接続
4.1 ガスボンベの取り付け
注意

ガスボンベのねじ山が変形して、本製品が取り付けにくい時は、無理に取り付けないでください。無理な取り付けにより、ガスボンベおよび本製品のねじ山を傷つけ、重大な人身事故に結びつくことがあります。

次の手順で取り付けてください。
（1）ガスボンベがしっかりと垂直に固定されていることを確認してください。
（2）ボンベ取付ナットに適合したスパナまたはモン
キーレンチを用いて、ガス漏洩が無いように、ボンベ取付ナットを確実に締めてください。

ガス調整器
流量計

W22-14

ボンベ
取付ナット

＜注記＞

流量計が地面に対して垂直になるように取り付けてください。流量計が垂直に取り付けられない場
合、流量表示用フロートが正確に作動せず、正しい流量表示をしません。
≪ お願い ≫• ガスボンベおよびガス調整器の取り付け部分の油分、水分、ちりやほこり等の付着物は、ご使用前に必ず取り除き、十分清掃してください。本製品にゴミが入った場合、ガス漏洩、ガス通路の閉塞等、故障の原因になります。
• 本製品のボンベ取付ナットの内部にボンベパッキ

ガスボンベ
出口継手
φ8.5

ガスホース
2

接地1.25mm 以上
ヒーターケーブルンが挿入されていることを確認してください。挿入
されていない時は、必ずボンベパッキンを挿入してください。ボンベパッキンが損傷している場合は、新品のパッキンと交換してください。
• 本製品はサイフォン式ボンベには使用できません。

4.2 ヒーターの使用
ヒーターケーブルを所定のコンセントに接続して、本製品をヒーターで加熱してください。（凍結防止）≪ お願い ≫
ヒーターで加熱されないで、本製品を使用されますと、本製品の凍結やドライアイスの発生を招き、故障の原因になることがあります。

4.3 ご使用機器への接続
本製品の出口継手（流量計部ホース継手）とご使用される機器とを、接続してください。この時、必ずご使用される機器の取扱説明書も併せてお読みく
ださい。

OMXT0122JE10

7

操作

5. 操作
注意

ガスボンベのバルブを開く時は、本製品の正面（圧力計の正面）に立たな
いでください。

5.1 ガスの供給（1）ヒーターの電源を ON します（スイッチはありませんので、ヒーターコンセントを電源に接続してください）。

2次圧力計
1次圧力計

（2）流量調整つまみが、『SHUT』（右回転）の方向に閉じていることを確認してください。
（3）圧力調整ハンドルを『SHUT』（左回転）に回してゆるめた後、ボンベ開閉ハンドルを手で軽く叩き、1 秒間に 5 度程度の割合でゆっくりと少しずつ開いた後、バルブを全開にしてください。
（4）圧力調整ハンドルを徐々に『OPEN』（右回転）に回し、調整圧力（２次圧力）を合わせてください。
調整圧力

YX-503C

0.3 MPa

YX-1203CT1

0.5 MPa（5）流量計のフロートを見ながら、流量調整つまみ『OPEN』（左回転）方向にゆっくりと回して、所定流量に調整して、作業を開始してください。流
量値は、下図のように、フロートの中心で目盛線を読んでください。

ガスボンベ『OPEN』『OPEN』

流量調整つまみ

圧力調整ハンドル

注 記
湿度が高いときに、連続してガスを流した場合、ガス調整器の表面に露が付着することがありますが、異常ではありません。そのままお使いください。

目盛線
フロートの中心5.2 作業終了（1）ガスボンベのバルブを閉じてください。
（2）圧力調整ハンドルを『SHUT』（左回転）に回して十分にゆるめてください。
（3）ご使用されている機器側のバルブを全開し、圧力計の指針が 0 MPa になるまでガスを放出して
ください。

8

（4）ガス放出後、流量調整つまみを『SHUT』（右回転）方向に回し全閉とし、機器側のすべてのバルブ類も閉じてください。
（5）ヒーターの電源を OFF します（スイッチはありませんので、ヒーターコンセントを電源から抜
いてください）。

OMXT0122JE10

日常点検と修理

6. 日常点検と修理
6.1 日常点検（1）本製品内にガスが入っていない状態で、圧力計の指針が 0 MPa を示していることを確認してください。
（2）本製品内にガスが入っている状態で、各ねじ込
み部および各接続部に石けん水（家庭用中性洗剤を 10 ～ 20 倍の水で薄めたもの）を塗布し、ガス漏洩がないことをご確認してください。
（3）ガス供給後、流量調整がスムーズに出来ることをご確認してください。
（4）ガス供給後、安全弁からガスが漏洩していないことをご確認してください。

6.2 修理注意

ご使用者またはご購入者が本製品の分解修理や改造は絶対に行わないでください。重大な人身事故の発生の原因になります。

以下の症状が発生した場合には、分解は行わず、弊社または販売店に必ずご連絡ください。
（1）本製品内にガスが入っていない状態で、圧力計の指針が 0 MPa に戻らない。
（2）本製品内にガスが入っている状態で、各ねじ込
み部および各接続部からガスが漏洩している。
（3）ガス供給後、流量調整がスムーズに出来ない。
（4）ガス供給後、圧力計が上がらない。
（5）ガス供給後、安全弁からガスが吹き出る。
（6）圧力計が破損している。
（7）流量計が破損している。

OMXT0122JE10

9Introduction

Introduction
This pressure regulator with flow meter is for use ofliquefied CO2 gas.

Warning symbols for safe usage
Each symbol describes things to be observed to prevent you and other personnel from hazardous conditions or damage to property..

 Each symbol below describes things to be observed  The following symbols indicates things to be
to prevent you and other personnel from hazardous
conditions or damage to property.

observed.

Danger

A hazardous situations including death orserious personal injury is imminent.

Things that MUST NOT be performed.

Warning

The potential for a hazardous accident including death or serious personal injury is high.

Things that MUST be performed.

CautionThe potential for hazardous accident including
light personal injury and/or the potential for
property damage are high.

Things attention must be paid to.

 The description of this manual is based on the contents as of January, 2022.
 The contents of this manual are subject to change without further notice.
10

OMXT0122JE10

Safety precautions

1. Safety precautions
CAUTION
Observe the following instructions to prevent the hazard.
(1) This product has been carefully designed and manufactured while taking safety aspects into consideration. However, always follow the instructions andcautions described in this manual. Otherwise severe
injury or death could be caused.
(2) Prohibition of the use of the gas regulator for anothergas. This gas regulator is manufactured for use of
liquified CO2 gas. Certain types of gas are dangerous
because, when mixed, they may explode or react tobe another substance. The types and shapes of inlet
joint (connection nut) depend on the types of the gas
cylinder used. A right-handed screw of W22-14 thread
is used for the screw of the liquified CO2 gas.
(3) This product is not available for siphon-type cylinder.
(4) Confirmation of the specifications and operation conditions of the gas regulator. This unit has been manufactured in accordance with the specifications
designated at the time of order. Please check the following items ((a) through (e) shown below) and confirm that your operation conditions are suitable for the
specifications of the unit. Since high pressure gas iscontained in the gas regulator, confirmation of the inlet
pressure (primary pressure) is most important.
The maximum inlet pressure of the units 11.8MPa(a) Inlet pressure to be used (primary pressure)(b) Installed pressure gauge.
(c) Type and shape of inlet joint.
(d) Type and shape of outlet joint.
(e) Flow rate to be used
If the specifications of the unit and yore operation
conditions are not compatible, damage or ruptureof the unit, gas leakage, etc. could be caused.
(5) Be sure to ground the equipment properly for prevention against an electric shock.
(6) Confirmation of work environment
The place where this unit is operated should be fully
ventilated so as to prevent oxygen deficiency due tothe use of gas.
Gas cylinder and gas regulator
To prevent falling down of the gas cylinderand break of the gas regulator, always keep
the following in mind.
(1) Keeping the gas regulator away from oil, grease, etc.
If oil, water or dust is attached or enters the gas regulator, it may cause corrosion, leakage of the gas to outside or damage the pressure regulating function of theunit. This unit does not have a mechanism which
requires replenishment of gas or oil.

OMXT0122JE10(2) Confirmation and operation conditions of the safetyvalve. This product is equipped with a safety valve toprevent damages to the unit in case of abnormal regulating pressure rise. The working pressure of this safetyvalve is 0.8MPa or more. Since the working pressure of
the safety valve has been set before shipment, nevertouch the valve. If the safety valve is actuated and gas
leakage occurs, failure of pressure regulating function isconsidered. Immediately close the valve of the gas cylinder, stop operation, and contact our company or sales
shop to confirm the safety.
(3) Handling of gas cylinder
As for handling of the gas cylinder, obey regulations forthe control of high pressure gas and your internal rules.
Since the gas cylinder contains high pressure gas,
operation error could cause blowing off of high pressure
gas or damages to the unit, resulting in severe accidents. Follow the instructions shown below.
(a) If a gas cylinder is fell down, it could cause severe
accidents.
(b) Fix the gas cylinder on the cylinder stand. Be sure to
stand the cylinder in a vertical position. Never use
the cylinder in a horizontal position.
(c) The internal pressure of the cylinder may change
depending on the temperature. If the cylinder is
exposed to direct sunlight or placed by a heatsource, the internal pressure may rise and its safetyvalve may be actuated.
(d) Before installing the gas regulator to a gas cylinder,
make sure that the packing is inserted inside theconnection nut of the regulator. If not, insert thepacking.
(e) When opening the valve of the gas cylinder, neverstand in front of the unit (in front of the pressuregauge). Slowly open the valve to the fully opened
position.
(f) When the gas cylinder is not in use, be sure to
remove the unit from it and attach the protection cap
to its joint.
(g) Never try to hang welding torch on the gas cylinder.
Make sure that the electrode does not touch the gas
cylinder.
(4) Handling of flow meter cover
The cover of the flow meter attached on the unit ismade of polycarbonate resin.
Its service temperature range is from -10 to 40 degC,but avoid direct sunlight.
Follow the instruction shown below.
(a) Applying external force or shock to the cover could
cause damage and failure.
(b) For leak test and cleaning, use neutral detergent forhousehold use.
Never use solvent, synthetic oil, chemicals or any
solution for gas leak detection on the market. Most ofthem may adversely affect polycarbonate resin andcause crazes and cracks or reduce the strength.

11

Specifications

2. Specifications
2.1 Specifications
Model No.

YX-503C

YX-1203CT1
Liquefied CO2 Gas(CO2)Applicable Welding Gas
Inlet Pressure

1 to 11.8MPa

Adjustment Pressure
Gas Flow Rate

0 to 0.3MPa

0 to 0.5MPa

5 to 50 L / min.

30 to 120 L / min.

(When pressure adjusted to 0.3MPa)(When pressure adjusted to 0.5MPa)

Duty Cycle

100 %Power for Heater

AC 100 V±10 V , 400 W

AC 100 V±10 V , 600 W

3m

5m

3 Pole Plug

2 Pole Plug

Heater Cable Length
HeaterHeater Cable PlugOperation Pressure of
Safety Valve

0.8 MPa or more

Mass

3.3 kg

3.6 kgNote
Do not use this product to supply gas whose inlet pressure is less than 1MPa (for example, centralized piping). Such usage
deteriorates precision of the product. (To the centralized piping, use a flow meter for centralized piping.)

2.2 Accessories
Description
Packing

Part No.

Q’ty

PG6201A

2

222

2.3 Outside drawing

179

55

W22-14

Safety Valve
φ8.5
116

113

M12×1
107

229

96
203

YX-503C

YX-1203CT1

12

OMXT0122JE10

Installation and parts list

3. Installation and parts list
3.1 Installation place
Selecting proper location is a critical factor for trouble-free
operation of the power source. Read the following instructions to choose proper location.
(1) Locate indoors only.
(2) Avoid exposure to the direct sun light or the rain or
water spray.
(3) Range of temperature of the ambient air:(a) during welding: -10 to 40deg-C(b) after transport and storage: -20 to 55deg-C(4) Humid:(a) up to 50% at 40deg-C(b) up to 90% at 20deg-C(5) Altitude above sea level: up to 1000m.
(6) Free from abnormal amounts of dust, acid, corrosive
gases or substance etc. other than those generated by
the welding process (Especially, avoid where themetallic substance may get into the power source.)
Note
Read the operation manual of welding machine thoroughly.

3.2 Parts list

Secondary Pressure Gauge
Primary Pressure Gauge
Cover

Packing

Float

Flow Meter Ass’y

Knob Control

Connection Nut

Hose Fitting Ass’y

Pressure Adjusting Handle

3.3 Spare parts list
Description

Part number

Q’ty

Note

Packing

PG6201A

1

For safety, any other parts are not repairable.

Hose Fitting Ass’y

A435871

OMXT0122JE10

13

Connection

4. Connection
4.1 Installation to the gas cylinder
CAUTIONlf the thread of the gas cylinder is deformed and the unit cannot be smoothly
connected, do not force the connection. Doing so could damage the threads ofthe gas cylinder and the unit, resulting in severe accident.

Please install it according to the following procedure.
(1) Make sure that the gas cylinder is fixed securely in a
vertical position.
(2) Use spanner or adjustable end wrench which is suitable for the connection nut and fully tighten the nut so
as to prevent gas leakage.

Gas regulator
W22-14

Flow meter

Connection nut

Note
Install the flow meter so that it will be vertical against thefloor. If the flow meter is not vertically installed, a float forindicating the flow rate does not correctly operate and thecorrect flow rate is not indicatedOutlet joint<< Request >>• Remove oil, water, or dust from the connecting portionsof the gas cylinder and the regulator and thoroughly
clean them. If dust enters the unit, it will cause gas leakage, clogged gas passage, or other malfunctions.
• Make sure that the cylinder packing is inserted into theconnection nut of the unit. If not, be sure to insert thepacking. If the cylinder packing is damaged replace it.
• This product is not available for siphon-type cylinder.

Gas cylinder

φ8.5
Gas hose
Ground1.25mm2 or more
Heater cable

4.2 Heater of the equipment<< Request >>Connect the heater cable to the specified outlet in order toheat the equipment to prevent freezing and gas leakage.

4.3 Connection to the equipment
Connect the outlet joint (hose joint of the flow meter) andthe equipment to be used. Be sure to read the operation
manual of the equipment to be used.

14

OMXT0122JE10

Operation

5. Operation
CAUTION

When opening the valve of the gas cylinder, never stand in front of the unit (infront of the pressure gauge).

5.1 Supplying the gas(1) Turn on power to the heater. (Since the heater does
not have a power switch, plug in the heater.)(2) Make sure that the flow control knob is set to the
SHUT position (clockwise).
(3) Turn the Pressure Gauge to the “SHUT” direction(counterclockwise). Slowly turn the cylinder valve andopen it fully.
(4) Slowly turn the Pressure Adjusting Handle to the“OPEN” direction (clockwise) and set up the adjustedpressure (the secondary pressure).
Adjustment Pressure

YX-503C

0.3MPaYX-1203CT1

0.5MPa(5) While observing the float of the flow meter, slowly
rotate the flow control knob to the OPEN position(counterclockwise) to adjust until the required flow rate
is obtained and start the operation. Read the scale
mark where the center of the float indicates on thescale as shown right.

Scale

Secondary pressure gauge
Primary pressure gauge

Gas cylinder『OPEN』『OPEN』

Pressure adjusting handle
Flow control knob

Note

Center of the float

When gas is continuously supplied in a highly humid condition, dew may form on the surface of the gas regulator.
This is not an abnormal condition.

5.2 Completing the operation(1) Close the valve of the gas cylinder.
(2) Turn the Pressure Adjusting Handle to the “SHUT”
direction (counterclockwise) and loose it enough.
(3) Fully open the valve on the side of the equipment anddischarge the gas until the needle of the pressuregauge points to 0MPa.
(4) After the gas is discharged, rotate the flow control knob
clockwise to the fully closed position SHUT. Close all
the valves on the equipment.
(5) Turn off power to the heater. (Since the heater does
not have a power switch, unplug in the heater.)

OMXT0122JE10

15

Daily inspection and repair

6. Daily inspection and repair
6.1 Daily inspection(1) While gas is contained in the unit, check for gas leakage by applying soap-and-water solution (household
neutral detergent diluted with water 10 to 20 times) toeach screwed and connected portion.
(2) After supplying gas, make sure that the flow rate canbe adjusted smoothly.
(3) After supplying gas, make sure that the gas does notleak from the safety valve.

6.2 Repair
CAUTION

If the following conditions occur, parts need to be changed. Never disassemble
by yourself. Contact our company or sales shop.

If the following conditions occur, parts need be to bechanged. Never disassemble by yourself. Contact ourcompany or sales shop.
(1) When gas is not contained in the unit, the needle of thepressure gauge does not return to 0MPa.
(2) When gas is contained in the unit, the gas leaks fromeach screwed or connected portion.
(3) After supplying gas, the flow rate cannot be adjusted
smoothly.
(4) After supplying gas, the needle of the pressure gauge
does not goes up.
(5) After supplying gas, it leaks from the safety valve.
(6) The pressure gauge is broken.
(7) The flow meter is broken.

16

OMXT0122JE10OMXT0122JE10

17

18

OMXT0122JE10OMXT0122JE10

19

2002

OMXT0122JE10