管理医療機器 歯科用象牙質接着材（歯科セラミックス用接着材料）（ 歯科金属用接着材料）（ 歯科用知覚過敏抑制材料）

2

クラレノリタケ デンタル株式会社

「 クリアフィル® メガボンド® 」の接 着 力を超えた！
！

2誕 生！
！
＊1

1POINT

光照射時間の短縮＊1 ペンキュア2000 高出力モードの場合● 光照射時の重合率を向上させることで高出力LED照射器使用時間を短縮しました。
相対重合率
相対重合率{%}＊ ペンキュア2000使用時

クリアフィル ®
メガボンド® 2

高出力モード3秒

クリアフィル®
メガボンド®

100

50

023 4

● ハロゲン：10秒● LED：10秒

各照射器の光量は添付文書参照

光照射時間を大幅に短縮

測定方法：ボンドに、ペンキュア2000で光照射すると同時にIRの測定を開始。
測定装置：Thermo Scientiﬁc Nicolet 6700
FT-IR：ATR法
モード：リアルタイムIR

標準モード10秒0

高出力LED照射器使用時● 高出力LED：5秒6810※ クリアフィル®メガボンド®のペンキュア2000標
準モードで10秒照射時の重合率を100%とした場合のパーセンテージ
クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

2POINT

接着性の向上象牙質接着向上● 高活性光重合触媒を採用することで「クリアフィル ® メガボンド® 」を上回る象牙質接着力を発揮できます。

牛歯象牙質に対するせん断接着強さ
（MPa）

初 期

60（MPa）

4040

20200

クリアフィル® メガボンド® 2TC4000

60クリアフィル® メガボンド®

0クリアフィル® メガボンド® 2

測定条件： 被着面：牛歯#600研磨面、被着面積：φ2.38 mm
照射器：ペンキュア2000標準モード、プライマー：20秒処理、
ボンド：光照射10秒
37℃水中24時間保管(初期)、または37℃水中24時間浸漬してサーマルサイクル後(4-60℃、4000回：TC4000)
測定装置：オートグラフ AG-100kN (島津製作所)、
クロスヘッドスピード：1 mm/min

クリアフィル® メガボンド®

クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

POINT

3テクニカルエラーの低減● エアブローによるボンディング材の厚さの変化によらず、象牙質に対して「クリアフィル® メガボンド®」と同等以上の接着力を示します。
牛歯象牙質に対するせん断接着強さ

（MPa）

弱圧ブロー

弱圧ブロー

80

強圧ブロー

強圧ブロー

60

測定条件： 被着面：牛歯#600研磨面
被着面積：φ2.38 mm
照射器：ペンキュア2000標準モード
プライマー：20秒処理
ボンド：光照射10秒
37℃水中24時間保管

40200

クリアフィル ®
メガボンド® 2クリアフィル®
メガボンド®

ボンド層

ボンド層
50μm50μm

測定装置： オートグラフ AG-100kN (島津製作所）、クロスヘッドスピード：1mm/min
クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

「クリアフィル ® メガボンド® 2 」に導入した新規光重合触媒は、「クリアフィル ® メガボンド®」と比べ、同条件の光照射で高活性なラジカルを多く発生します。そのため、ボンディング材の硬化特性が向上し、「クリアフィル ® メガボンド® 」と同等以上の接着力を示します。

新規光重合触媒の特性●「クリアフィル® メガボンド® 」に導入した光重合触媒

R触媒

触媒

●「クリアフィル® メガボンド® 2 」に導入した光重合触媒

RRR

触媒
触媒

RR

触媒

触媒

RRRRRRR

R

高活性なラジカルが多く発生することで硬化速度が上がります

独自技 術「MDP 」

リン酸エステル系
モノマー

®

疎水性基

ラジカル

「クリアフィル ® メガボンド® 」

多数の臨床評価報告

Dent Mater, 26(12):1176 -1184, 2010

OH
CH3
COO CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2 O P OH
O重合部位

R

「クリアフィル® メガボンド®」は1999年の発売以来、国内外の大学・評価機関から多数評価報告されています。

「MDP ®」は、歯質のみならず、金属やジルコニアに対しても高1)い接着強さを示すことが報告されています。
さらに、当 社 独 自の 合 成・精 製 技 術 によって 製 造され た
2)「MDP ®」
は、高い接着耐久性を示すことが報告されています。

H2C C

臨床実績

R

リン酸基100症例（29患者）のクラス
V（ノンカリエス）の充填修復を、エナメル質のリン酸エッチングをした場合、しなかった場 合での8年の臨 床 評 価を実 施し、右 表の結 果が 報告されています。

エッチング有 エッチング無97％

97％

84％
65％

92％
86％

● 臨床上許容可能な修復物マージンの変色

28％

44％

● エナメル質マージンの表面着色

11％

36％

●

保持率

● 臨床上許容可能な欠損

修復物マージン部の欠損
エナメル部の微小な欠損

リコール率76%

操作ステップ 写真提供：秋本歯科診療所 秋本尚武 先生
光重合型の歯科充填用コンポジットレジンによる充填修復

使用用途 1

通法にしたがい、窩洞形成を行い、防湿及び歯髄保護を行ってください。

詳細は添付文書をご覧下さい。

123プライマー 20秒処理
弱〜中圧のマイルドなエアブローで確実に乾燥

ボンド塗布
マイルドなエアブローで均一に

光照射3秒※ペンキュア2000
高出力モードの場合

45光重合型コンポジットレジンの充填

仕上げ研磨

使用用途
1 光重合型の歯科充填用コンポジットレジンによる充填修復
2 間接修復法の前処理としての窩洞のシーリング

コンポジットレジンによる補修

6 歯冠修復物及び歯科用ポストの表面処理※

3 露出根面等(実質欠損を殆ど含まない症状)の処置
4 知覚過敏歯の処置※

5 前装冠等の歯冠修復物に対する光重合型の歯科充填用※「クリアフィル ® メガボンド®」から追加した用途

7 光重合型及びデュアルキュア型の歯科用支台築造材料による支台築造※

管理医療機器 歯科用象牙質接着材（歯科セラミックス用接着材料）（歯科金属用接着材料）（歯科用知覚過敏抑制材料）

医療機器認証番号：227ABBZX00114000

キット

2・ プライマー（6mL） 1個

・ 遮光板
（C）

1個1個・ 混和皿
（C）

1個・ ボンド（5mL）・ アプリケーターブラシ（ファイン＜シルバー＞） 50本

単品● プライマー（6mL）● ボンド（5mL）

参考文献
1) Y. Yoshida, K. Nagakane, R. Fukuda, Y. Nakayama, M. Okazaki, H. Shintani, S. Inoue, Y. Tagawa, K. Suzuki, J. De Munck, B. Van Meerbeek：Comparative study on adhesive performance of functional monomers；
J Dent Res, 83 (6): 454-458, 2004
2) 吉原 久美子, 長岡 紀幸, 吉田 靖弘：モノマーの純度が接着とその耐久性に及ぼす影響；接着歯学, 32 (3): 159, 2014

関連商品Universal● 出典のないデータはクラレノリタケデンタル株式会社測定です。条件などにより数値は異なります。● 仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。
● ご使用に際しましては添付文書を必ずお読み下さい。

製品・各種技術に関するお問い合わせ
クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

クラレノリタケデンタル公式アプリ

ホームページ

月曜 〜 金曜 10：00 〜17：00
連絡先〒100-0004 東京都千代田区大手町２丁目６-４ 常盤橋タワー
フリーダイヤル：0120- 330 -922
製造販売元

〒959- 2653 新潟県胎内市倉敷町2- 28

販売元〒564 -8650 大阪府吹田市垂水町 3- 33-18 TEL.（06）6380 -2525〒110 - 8513 東京都台東区上野2-11-15
TEL.（03）3834 - 6161
お客様相談センター：0800-222- 8020〈医療従事者様向窓口〉
https://www.dental-plaza.com

・｢クリアフィル｣、「メガボンド｣、「MDP」
及び「マジェスティ」
は株式会社クラレの登録商標です。

推奨 OS バージョン iOS13.7 以上 / Android9.0 以上
T 704 - 02 12／2022