2015/7/12

第16回夏季学術大会
画像情報研究会 シンポジウム
2015.7.5

血管撮影における被ばく線量の把握方法
医療法人あかね会
土谷総合病院
石橋 徹（日本血管撮影インターベンション専門診療放射線技師）

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)2015.7.5.

内容• 当院の紹介• 血管撮影で必要な被ばく線量管理• 当院における被ばく線量管理• 被ばく管理の今後

2015.7.5.

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)1

2015/7/12

特定医療法人あかね会

土谷総合病院（広島県）●394床：急性期の総合病院●診療科

２１科（二次救急病院）○心臓血管センター○人工透析

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)2015.7.5.

放射線機器• 血管撮影装置（５台）
PHILIPS社

Allura Xper FD20,

TOSHIBA社 Infinix Celeve-I

FD10,

FD10/10 x2

INFX-8000H• CT GE社 Light speed VCT ６４列（WS；ADW，Vincent）• MRI PHILIPS社 Gyroscan Intera Achiva 1.5T
• 一般撮影（2室）• 乳房撮影装置• 透視装置,ポータブル撮影装置（３台）• 外科用イメージ

診療放射線技師：20名
2015.7.5.

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)2

2015/7/12

内容• 当院の紹介• 血管撮影で必要な被ばく線量管理• 当院における被ばく線量管理• 被ばく管理の今後

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)2015.7.5.

放射線被ばく確定的影響
•

確率的影響

一定量以上で必ず影響が出る

・量が多いほど影響の確率が増加• しきい値○・しきい値×• 皮膚障害,脱毛,白内障・がん,白血病

一定量以下に抑える

できる限り少なく最適化が重要
2015.7.5.

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)3

2015/7/12

1994年PCI時の皮膚障害(FDAのHPより）

一連の心臓カテーテル検
査とPTCAの後6から8週間後の患者の背中

16から21週間後に出現した潰瘍を伴った皮膚障害

18から21ヶ月後に発生した皮膚の壊死(12cm×10cm)

12×10ｃｍの壊死拡大写真

20Gy以上と想像される

被曝線量は診断目的のカテーテル検査後にＰＴＣＡを施行、その後フォローアップのための診断目的のカテーテル検査を施行した。
透視時間は不明であるが、１２０分以上と推定される。
2015.7.5.

皮膚移植後

FDA：米国食品医薬品局

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)

アブレーションによる皮膚障害

アブレーションの３週間後

アブレーションの５ヶ月後（紅班の発生が見られる）（潰瘍の発生が見られる）

アブレーション時の透視画像
上腕骨がＸ線ビームに入っている
Ｘ線管から20cmから25cm離れた位置にあった被曝線量は25Gy以上と推定。

アブレーションの６ヶ月半後
www.planetkc.com/scottkar/fluoro/FL-5.htm

2015.7.5.

アブレーションの１０ヶ月後（皮膚移植が実施された）
Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)

4

2015/7/12

頭部IVR後の一過性脱毛
post IVR 48day（拡大）

post IVR 48day

post IVR 128day（拡大）

post IVR 128day

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)2015.7.5.

患者さんの被ばく PCIによる皮膚障害の例
AJR:177,July 2001

右冠状動脈閉塞性病変の５６歳男性

右冠状動脈が９０％の狭窄している
７５歳の女性。

PTCAの10週後に右胸部後側方に12cm×6.5cmの萎縮性硬化斑と過度の色素沈着を示した

PTCAの10カ月後に胸部右側面が色素沈着、皮膚萎縮と毛細血管拡張症（多形皮膚萎縮症）

2015.7.5.

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)

5

2015/7/12

ＩＣＲＰ （国際放射線防護委員会）
Publication85「ＩＶＲにおける放射線障害の回避」
2000年９月承認

日本語版（日本アイソトープ協会）
2003年9月

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)2015.7.5.

血管撮影領域における皮膚の潜在的影響
影響

近似しきい線量(Gy)

発現時期

閾値に達するまでの透視
時間(分)(20mGy/min)

一過性初期紅斑

２２～２４時間１００

皮膚紅斑

６～１．５週

３００

一時的脱毛

３～３週

１５０

永久脱毛

７～３週

３５０

乾性落屑

１４～４週

７００

湿性落屑

１８～４週

９００

二次性皮膚潰瘍

２４

６週以上

１２００

遅発性紅斑

１５

８～１０週

７５０

虚血性皮膚壊死

１８

１０週以上

９００

皮膚萎縮

１０

５２週以上

５００

2015.7.5.

ICRP-Reportより抜粋
Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)

62015/7/12

ICRP Pub.85の勧告

最大線量が入射した部位の患者皮膚吸収線量すべての手技繰り返されることのある手技

３Gy
１Gy

被ばくした皮膚の部位及び範囲とともに線量をカルテに記載する※ICRP（International Commission on Radiological Protection）
国際放射線防護委員会
・専門家の立場から放射線防護に関する勧告を行う民間の国際学術組織
Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)2015.7.5.

IVRに伴う放射線皮膚障害の防止に関するガイドライン
•••
•
•
•
•
••

• 日本脳神経血管内治療学会
医療放射線防護連絡協議会• 日本皮膚科学会
日本医学放射線学会• 日本放射線技術学会
日本医学物理学会• 日本放射線腫瘍学会
日本画像医学会
日本血管造影・IVR学会 • 日本保健物理学会
日本歯科放射線学会
日本心血管インターベンション学会
日本心血管カテーテル治療学会
日本循環器学会

2004年9月

オブザーバー• 日本画像医療システム工業会• 個人線量測定機関協議会

13学会・２団体のオブザーバー
2015.7.5.

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)

7

2015/7/12

IVRに伴う放射線皮膚障害の防止に関するガイドライン【目次】
１．はじめに
２．インフォームドコンセント
３．IVR手技における皮膚線量の管理目標値の決定
４．IVRに使用する装置の線量率の把握
５．皮膚障害の影響線量を超えたと考える患者への対応
６．装置の品質管理
７．スタッフの教育訓練
８．まとめ

IVRにおける患者皮膚線量の測定マニュアル
Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)2015.7.5.

基準線量測定に関する幾何学的配置
成人心臓カテーテル用に設けられた基準線

I.I.またはFPD
アクリル（２０ｃｍ）

アイソセンタ

15cm

SID
ＩＶＲ基準点患者照射基準点

線量計の検出部
カテーテルテーブル
Ｘ線絞り装置（解放）Ｘ線管装置

IVR基準点線量率mGy/min

Ｘ線管焦点IEC60601-2-43（インターベンショナルプロセジャー用Ｘ線装置の安全に関する個別要求事項）
2015.7.5.

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)

8

2015/7/12

透視線量率の格差

石橋 徹,今田直幸,山下由香利

他；多施設における循環器撮影装置のIVR 基準点での線量率の比較．日放技学誌2012; 68(3)Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)2015.7.5.

診断参考レベル（Diagnostic Reference Level: DRL）
最新の国内実態調査結果に基づく診断参考レベルの設定 P30

20mGy/min
22.1
87%

16.9

日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定者が在籍する施設のIVR基準点線量率(
2015.7.5.

採用

患者照射基準点)をTsuchiya General Hospital（Hiroshima)

9

2015/7/12

血管撮影領域における患者の被ばく線量
 臓器線量（Gy）・・・Organ dose
（特定の臓器中に吸収されたエネルギーをその臓器の質量で割ったもの）

 入射線量（Gy）・・・Incident dose (ID)
（患者のいない状態で患者皮膚面位置での空気カーマを測定したもの「医療法、IEC規格など）

 入射表面線量（Gy）・・・Entrance surfacedose（ESD）（後方散乱線を含む空気中の線量「IAEAのガイダンスレベル」）
 入射皮膚線量（Gy）・・・Entrance skin dose（ESD） （患者から後方散乱を含めた皮膚の吸収線量）
Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)2015.7.5.

被ばく線量の測定方法
長所
TLD
熱ルミネッセンス線量計

複数位置において後方散乱を含んだ測定 •リアルタイム性に欠ける値が得られる。
•手技が煩雑SDM •積算線量がリアルタイムで得られる
Skin dose •簡便、高精度
monitor
NDD
EPD
表面線量簡易換算法

簡便（計算式に数値を入れるだけ）

面積線量計 患者に触れることなく測定可能

2015.7.5.

短所•検出器の設定位置が難しい•過小評価があり得る・X線装置の管理が必要
・リアルタイム性に欠ける

照射野と線量の積で表される
ため正確な値を得られない
Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)

10

2015/7/12

血管撮影領域の被ばく管理に重要な要素• リアルタイム性• 簡便に行える
長所
面積線量計

2015.7.5.

患者に触れることなく測定可能

短所
照射野と線量の積で表されるため正確な値を得られない

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)

IVRにおける患者の被ばく線量
面積線量計の値
 臓器線量（Gy）・・・Organdose（特定の臓器中に吸収されたエネルギーをその臓器の質量で割ったもの）

 入射線量（Gy)・・・Incident dose (ID)
（患者のいない状態で患者皮膚面位置での空気カーマを測定したもの「医療法、IEC規格など）

 入射表面線量（Gy)・・・Entrance surface
被ばく管理をする線量値
dose （ESD)（後方散乱線を含む空気中の線量「IAEAのガイダンスレベル」）
 入射皮膚線量（Gy)・・・Entrance skin dose（ESD) （患者から後方散乱を含めた皮膚の吸収線量）
2015.7.5.

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)

11

2015/7/12

入射線量と入射皮膚線量の違い
入射線量 ｍGy

入射皮膚線量 ｍGy
I.I.またはFPD
アクリル（２０ｃｍ）

アイソセンタ15cm
ＩＶＲ基準点線量計の検出部
カテーテルテーブル
Ｘ線絞り装置（解放）
Ｘ線管装置
Ｘ線管焦点

2015.7.5.

IEC60601-2-43（インターベンショナルプロセジャー用Ｘ線装置の安全に関する個別要求事項）
Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)

入射線量値の表示①DAP（Dose Area Product）＝面積線量値(照射面積ｘ線量）【ｍGycm2】②AK（Air Kerma）【ｍGy】＝空気カーマ値（装置の計算値）
2015.7.5.

メーカによって表示方法が異なる

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)

12

2015/7/12

被ばく線量の把握装置に表示される線量値（入射線量 ）補正係数
入射皮膚線量値（ｍGy）に変換

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)2015.7.5.

入射線量の問題点• すべての線量値（総線量）であること• 血管撮影（心臓）では多方向から撮影

最大皮膚線量値の把握
最大皮膚被ばく部位の把握・重複部位の検討
2015.7.5.

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)13

2015/7/12

当院の被ばく管理方法①患者の最大皮膚被ばく部位の同定②患者の最大皮膚被ばく線量の推定③重複部位への対応
Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)2015.7.5.

2002 日本心血管インターベンション学会

中四国部会にて発表

患者の最大皮膚被ばく部位の同定（臨床）
フィルムの配置
半切サイズ：４３×３５ｃｍ
大角サイズ：３５×３５ｃｍ

I.I.
デュープフィルム

期間：2002.8.1～9.30
CAG：200例
PCI ： 114例、134病変

X-ray

X線管球側面図
2015.7.5.

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)

14

2015/7/12

2002 日本心血管インターベンション学会

中四国部会にて発表

患者の最大皮膚被ばく部位の同定（臨床）CAG
散在している

PCI
集中している

PCI時では、被曝部位がほぼ固定
PCIからの被曝部位に注意すればよい
CAG+LVG(透視時間：7.6min)2015.7.5.

LAD#6 PCIのみ（透視時間：20.2min）
Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)

PCIに移行時
被ばく線量,透視時間 記録

2015.7.5.

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)15

2015/7/12

2002 日本心血管インターベンション学会

中四国部会にて発表

患者の最大皮膚被ばく部位の同定（シミュレーション）

装置の幾何学的条件
ＳＩＤ
角度
テーブルの高さ
照射野など※全国循環器撮影研究会作成（皮膚線量推定プログラム）使用
Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)2015.7.5.

2002 日本心血管インターベンション学会中四国部会にて発表

患者の最大皮膚被ばく部位の同定（シミュレーションと実際画像）
シミュレーション像

胸部ファントム
実際画像●パターン●（約2000通り）
CAU20 RAO20

CAU20 RAO20
LAO20

CRA20

LAO20

・Ｃra/Cau方向：10,20,30度
・LAO/RAO方向：20,30,40度
・SID：10cm間隔（90～120cm）
・テーブルの高さ：5cm間隔（85～110ｃｍ）

CRA20

作成した被ばく部位＝実際の部位
2015.7.5.

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)

16

2015/7/12

最大被ばく部位の把握
ワーキングアングル決定後・患者さんの体厚（入室時）
・撮影角度
・ベッドの高さ

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)2015.7.5.

当院の被ばく管理方法①患者の最大皮膚被ばく部位の同定②患者の最大皮膚被ばく線量の推定③重複部位への対応
2015.7.5.

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)

17

2015/7/122007.8． ＪＡＣＣＴ ７Ｔｈにて発表

患者の最大皮膚被ばく線量の推定（補正係数の算出）
・AK値vs電離箱線量計の値の比較
・補正係数を算出①被写体厚（以下ファントム厚）の補正②焦点-FPD間距離（以下SID）の補正③テーブルの高さ（以下STD)の補正
Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)2015.7.5.

2007.8． ＪＡＣＣＴ ７Ｔｈにて発表

患者の最大皮膚被ばく線量の推定（補正係数の算出）

補正式

入射皮膚線量（Entrance skin dose：ESD）＝入射線量（ID）×補正係数×組織線量変換係数＝AK値×体厚補正係数×SID・STD補正係数×組織線量変換係数

AK値 体厚 SID テーブルの高さ（STD)を入力し、計算式よりESD値を算出可能となった。
2015.7.5.

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)18

2015/7/12

2007.8． ＪＡＣＣＴ ７Ｔｈにて発表

患者の最大皮膚被ばく線量の推定（補正計算の例）（例）

ファントム厚20ｃｍ、STD=90cm、SID=100cmの場合

被ばく線量：
算出した補正係数を用いて把握• 実測値（線量計）：

0.336ｍGy/ｓ• AK値（表示値）

0.299ｍGy/ｓ：

11%過小評価補正式

入射皮膚線量「ESD」値（AK補正値）＝AK値×ファントム厚補正係数×SID・STD 補正係数
×組織線量変換係数（皮膚）AK補正値＝0.299×1.27×1.0×1.06＝0.350ｍGy/ｓTsuchiya General Hospital（Hiroshima)2015.7.5.

当院の被ばく管理方法①患者の最大皮膚被ばく部位の同定②患者の最大皮膚被ばく線量の推定③重複部位への対応
2015.7.5.

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)

19

2015/7/12

JRC2011にて報告

重複角度により被ばく線量が２Gy以上となった症例の割合（ ）：Nの割合
17.5%

２方向Total 2Gy以上
以外

82.5%

（7/40）
40.0%

３方向（6/15）

重複角度
24.6%

50.0%

４方向（1/2）
24.6%

合計（14/57）
0.0

60.0%

50.0%

75.4%

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)2015.7.5.

体厚,PCI施行時のSID,Bed,線量 メモ

例１．（多枝病変、角度が複数の場合）
検査・治療部位
検査角度
①CAG
②Seg6
CAU２０ RAO２０③Seg6
CAU２０ ０④Seg2
LAO４５ ０

終了時の線量３５０ｍGy （CAG終了時）
１３００ｍGy（②終了時）
２８００ｍGy（③終了時）
３６００ｍGy（④すべて終了時）

Microsoft Accessを用いて作成

最大で4方向分の角度の入力が可能
2008
2015.7.5.

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)

20

2015/7/12• ファイルメーカに変更

Accessからファイルメーカへ運用を変更

2009
2015.7.5.

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)

過去の被ばく線量も把握可能

管理目標値２Gyを超過した症例のみ

2015.7.5.

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)21

2015/7/12

当院の被ばく線量管理（まとめ）• 被ばく管理は、装置の表示値（mGy）• ＰＣＩからの被ばく管理が重要（1カ所に集中）• メイン角度,SID,ベッドの高さ,表示値をメモ• カテレポートシステムに手入力• 線量が目標値２Gyを超える場合は術者に伝達• 終了後、レポートシステムで管理
Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)2015.7.5.

DTS (Dose Tracking System)
見えない患者皮膚被ばくを可視化する

リアルタイム

患者モデル上で入射皮膚線量をに積算し、カラー表示する。
術中はカラー表示だけではなく局所の入射皮膚線量を保持し、最大入射皮膚線量（Peak Skin Dose）を表示する。

血管撮影装置Peak Skin Dose
FOV内のPeak Skin Dose

2015.7.5.

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)22

2015/7/12

内容• 当院の紹介• 血管撮影で必要な被ばく線量管理• 当院における被ばく線量管理• 被ばく管理の今後

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)2015.7.5.

各施設で線量情報を収集する方法
1. DICOM hedder
2. DICOM MPPS
3. DICOM RDSR

2015.7.5.

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)23

2015/7/12

実際のMPPS（angio）

・１つのTAG中に様々な情報をコメントとして吐き出す装置が多い
・ モダリティ，メーカで異なる

改造コストが増大
2015.7.5.

スライド提供：福岡大学病院 上野登喜生 先生

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)

線量情報を収集するためだけの規格

RDSR規格(Radiaion Dose Structured Reports)○Strucured Report形式を採用した線量管理○DICOMファイルとして，PACS内で送受信や保管が可能○テンプレートを装置の種類によって変更することで様々な照射情報が格納可能○EVENTデータとして，透視操作を含む患者に利用した全ての照射行為について記録される●未対応装置●RDSRを出力する装置が少ない
2015.7.5.

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)24

2015/7/12

IEC規格で重要なRDSRについて
Z 4751-2-43：2012 (IEC 60601-2-43：2010)
・201.4.102「線量記録」
・IVR用 X 線装置は，放射線線量構造化レポート（RDSR）を備えなければならない
・RDSR は，DICOM 規格に定義されている
2015.7.5.

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)

RDSRを利用した管理運用（実施施設の紹介）

2015.7.5.

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)25

2015/7/12

DICOM Radiation Dose Structured Reportを利用した血管撮影部門における放射線管理データベースの有用性
Since 2011
RISCT
CTCT
CTCT（IVR）

Angio1
Angio1Angio
DICOM RDSR

Dose Maneger(キュアホープ社)

PACSサーバ

線量管理システム
ACCESS （Microsoft）
DICOM Radiation Dose Structured Reportを利用した血管撮影部門における放射線管理データベースの有用性 ： 2014 JSRT Vol. 70 (2014) No. 12
2015.7.5.

スライド提供：福岡大学病院 上野登喜生 先生

Angio

Radiation Dose SR IOD templatesPatient ID
GenderStudy Date
Study Time
Series Date
Series Time
Study Description
Series Description
Performing Physician
StudyInstanceUID
SeriesInstanceUID
Procedure reported
Device Observer UID
Device Observer Name
Device Observer Manufacturer
System Name
Serial Number
Device Observer Physical Location during observation
Scope of Accumulation
Acquisition Plane in Accumulated Dose Data

Total Fluoro Time (s)Patient ID
GenderStudyInstanceUID
SeriesInstanceUID
Acquisition Plane in Irradiation Event
DateTime Started

Irradiation Event TypeAcquisition Protocol
Reference Point Definition
Irradiation Event UID
Dose Area Product (Gym2)
Dose (RP) (Gy)

Positioner Primary Angle (deg) 管球角度
Positioner Secondary Angle (deg)

総面積線量値
Dose Area Product Total (Gym2)
Dose (RP) Total (Gy)
総AirKerma（基準点）
Fluoro Dose Area Product Total (Gym2)
Fluoro Dose (RP) Total (Gy)

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)

総透視時間

Acquisition Dose Area Product Total (Gym2)
Acquisition Dose (RP) Total (Gy)

Total Acquisition Time (s)TID 10002 Accumulated X-ray Dose Data

Positioner Primary End Angle (deg)Positioner Secondary End Angle (deg)Column Angulation
X-Ray Filter Type
X-Ray Filter Material
X-Ray Filter Thickness Minimum (mm)X-Ray Filter Thickness Maximum (mm)Fluoro Mode
Pulse Rate (pulse/s)
Number of Pulses (number)
KVP (kV)
X-Ray Tube Current (mA)
Exposure Time (ms)Pulse Width (ms)Exposure (uAs)
Focal Spot Size (mm)Irradiation Duration (ms)Average X-Ray Tube Current (mA)

付加Filter情報
管電圧など
照射情報

Distance Source to Detector (mm)Distance Source to Isocenter (mm) 幾何学的
Table Longitudinal Position (mm) 設定情報
Table Lateral Position (mm)Table Height Position (mm)Target Region

2015.7.5.

Comment
スライド提供：福岡大学病院 上野登喜生 先生
TID 10003
IrradiationTsuchiya
Event X-ray
General Data
Hospital（Hiroshima)26

2015/7/12

フットペダルを一回踏む動作ごと（透視，撮影操作ごと）にＥＳＤ算出

各検査ごとに積算，または管球ごとに積算することで積算ＥＳＤ

最大積算線量に代用
2015.7.5.

スライド提供：福岡大学病院 上野登喜生 先生

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)

積算ESDの提示
2015.7.5.

スライド提供：福岡大学病院 上野登喜生 先生

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)27

2015/7/12

RDSRを用いた被ばく線量管理システム• RDSRを用いて作成しているメーカもある• 他社同士でも接続可能予定

便利なツールであるが・・・
装置出力の値が何なのかを把握して運用することが重要
Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)2015.7.5.

まとめ• IVR基準点を用いての装置管理の把握• 装置丌随の線量値を利用した被ばく管理の把握（手動方式）

RDSRを用いた管理への期待・
2015.7.5.

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)28

2015/7/12

まとめ

確定的影響
• 皮膚障害• 最大皮膚線量の把握≠ 確率的影響・RDSR・DRL・DRLの管理対象は確率的影響
・血管造影被ばく管理では確定的影響2015.7.5.

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)

ご清聴ありがとうございました

2015.7.5.

Tsuchiya General Hospital（Hiroshima)

29