No.CX-133-04

携帯用小形熱画像カメラ

カメラ本体*検出素子*

製品購入後30日以内に製品登録をしていただければ、フリアーシステムズ独自の2-10年保証が適用されます。
登録はWebサイト（ﬂir.com/touroku）から可能です。

CPA E54/CPA E76/CPA E86/CPA E96

各部

高輝度 IPS 液晶

画面 30％拡大（従来機種比較）
輝度 30％向上（従来機種比較）
Dragon trail 採用

交換可能レンズ

広角・標準・望遠共に同じ質量・寸法（CPA-E54 除く）

デュアルトリガフォーカスとシャッタを分離プログラムボタン

任意の機能を割り当て可能

主な特長●レーザアシストオートフォーカス（CPA-E54除く）
レーザを照射した箇所に自動でフォーカスが合います●レーザ距離計測（CPA-E54除く）
レーザを照射した箇所までの距離を測ります●動画撮影
本体にて動画（温度データあり）が撮影可能●タイムラプス（CPA-E86S／CPA-E86T／CPA-E86W
CPA-E96S／CPA-E96T／CPA-E96W限定）

一定間隔で静止画を連続撮影●Wi-Fi接続
FLIR ToolsモバイルアプリでiPhoneやiPadにWi-Fi接続●タッチスクリーンスクリーンを軽くタッチするだけで、すぐに温度測定ツール、パラメータ、画像モードなどの操作が可能です●Ultra Max™機能（CPA-E54除く）
撮影時の手ぶれを利用した画像処理を施すことでノイズを半減させ、見かけ上の画素数を4倍に増やす機能。本来の空間分解能より細密な熱画像が得られます（CPA-E54 除く）

ラインアップ比較画像

CPA-E54 / E76（画素数：320ｘ240）

CPA-E86（画素数：464ｘ348）

CPA-E96（画素数：640ｘ480）※機種により分解能が違うため、同じ距離でも指示値が変わる可能性があります。

カメラ機能
用途にあわせ、さまざまな温度表示機能をご用意しております。
アイソサーモ画像（指定温度帯色表示）
指定温度のみを表示することにより、わかりやすく表示が可能

スーパーファインコントラスト（MSX ）

特許技術であるスーパーファインコントラスト
は可視画像の輪郭部分のみを熱画像に重ねることで形状認識が容易な熱画像を作ります。異常発熱部位の特定などに効果を発揮します

測定距離と測定面の関係
43㎝

72㎝

25㎝

21㎝

36㎝

24°

14°

42°

18°

10°

32°

0.5m

1m

1m時：
CPA-E76S：1.31mrad
CPA-E86S：0.90mrad
CPA-E96S：0.66mrad
CPA-E54：1.31mrad

1m

1m時：
CPA-E76T：0.75mrad
CPA-E86T：0.52mrad
CPA-E96T：0.38mrad

標準構成
カメラ本体（レンズ付）、レンズキャップ、バッテリ2個、バッテリチャージャ、ACアダプタ、バッテリチャージャ用ACアダプタ、SDカード、ストラップ、USBケーブル類（USB Type-A-USB Type-C、USB Type-C-USB Type-C、

USB Type-C-HDMI変換）、キャリングケース、ドキュメント（ダウンロード）、

簡易解析ソフト Thermal Studio スタータ
（ダウンロード）

0.5m

1m

1m時：
CPA-E76W：2.41mradCPA-E86W：1.66mrad
CPA-E96W：1.20mrad

レーザポインタ使用にあたってのご注意●レーザビームをのぞきこんだ
り、人の顔に向けて照射をしないでください。
●測定面が鏡面に近いもの（光沢のある金属など）を測定する場合には、反射による影響にもご注意ください。
●お子様にはご使用させないでください

仕様
CPA‒E54

機能CPA‒E76S CPA‒E76T CPA‒E76W CPA‒E86S CPA‒E86T CPA‒E86W CPA‒E96S CPA‒E96T CPA‒E96W

320ｘ240ピクセル

素子数

464ｘ348ピクセル

640ｘ480ピクセル

測定視野角（FOV）

24°
ｘ18°

24°
ｘ18°

14°
ｘ10°

42°
ｘ32°

24°
ｘ18°

14°
ｘ10°

42°
ｘ32°

24°
ｘ18°

14°
ｘ10°

42°
ｘ32°

空間分解能(IFOV)

1.31mrad1.31mrad0.75mrad2.41mrad0.90mrad0.52mrad1.66mrad0.66mrad0.38mrad1.20mrad

測定波長（検出素子）

7.5〜14μm（非冷却マイクロボロメータ）
ー20℃〜650℃ ー20℃〜650℃

ー20℃〜1500℃

ー20℃〜1500℃

測定温度範囲

第1レンジ：
第1レンジ：ー20℃〜120℃
ー20℃〜120℃
第2レンジ：
第2レンジ：0℃〜650℃
0℃〜650℃

温度分解能

0.04℃（@30℃） 0.04℃（@30℃） 0.05℃（@30℃） 0.03℃（@30℃） 0.04℃（@30℃） 0.05℃（@30℃） 0.03℃（@30℃） 0.04℃（@30℃） 0.05℃（@30℃） 0.03℃（@30℃）

精度定格±2℃もしくは測定値の±2％の大きい方の値（環境温度：15℃〜35℃）

オプション：300℃〜1000℃

測定距離（MSX使用時）

0.15m〜
0.15m〜
1.0m〜（0.50ｍ〜） （0.50ｍ〜） （1.0ｍ〜）
手動

フォーカス

第1レンジ：ー20℃〜120℃

第1レンジ：ー20℃〜120℃

第2レンジ：0℃〜650℃

第2レンジ：0℃〜650℃

第3レンジ：300℃〜1500℃

第3レンジ：300℃〜1500℃

0.15m〜
0.15m〜
1.0m〜（0.65ｍ〜） （0.50ｍ〜） （1.0ｍ〜）

手動／自動（レーザアシスト・コントラスト）、連続自動（レーザアシスト）

可視カメラ

500万画素、LEDランプ付き

モニタ

4形液晶モニタ（タッチパネル）

フレームレート

30Hz

デジタルズーム

1-4倍連続0.15m〜
0.15m〜
1.0m〜（0.65ｍ〜） （0.50ｍ〜） （1.0ｍ〜）

0.15m〜（0.65ｍ〜）

1-8倍連続

媒体：SDカード

画像保存

フォーマット：JPEG（熱画像、可視画像、統合画像）、H.264（温度データなし動画）、.CSQ（温度データあり動画）

保存方法

1ショット／動画保存

レーザポインタ

ありあり（レーザロケータ機能付、レーザ距離計算機能付）

スポット：3点

スポット：3点

アイソサーモアイソサーモ

画像注釈：音声（マイク内蔵）、テキストコメント、スケッチコメント

MSX 、MSX 、
ピクチャーインピクチャ、Ultra MAXTM（CPA-E76：640ｘ480ピクセル、E86：928ｘ696ピクセル、E96：1280ｘ960ピクセル）
ピクチャーインピクチャ

画像処理機能温度表示

表示機能

1ショット、動画保存、インターバル（10秒〜）エリア：
1点（最低・最高）エリア：3点（最低・最高）

カラーパレット アイアン、グレイ、レインボ(HC)、アークテック、ラバ
温度スケール マニュアル設定、連続アジャスト、1タッチ自動調節
設定

パラメータ

放射率、反射温度、相対湿度、大気温度の各補正機能

アラーム

オン／オフ、音通信インターフェイス

USB2.0（USB Type-C）：パソコン接続用、デジタルビデオ出力用（付属のUSB Type-C-HDMI変換アダプタを使用）
Bluetooth：METELINK、Wi-Fi：iPad／iPhoneリモート用

レンズ認識機能なし

電源（動作時間）AC 電源およびリチウムイオンバッテリ（リチウムイオンバッテリ2.5時間駆動（温度25℃で使用の場合））

Auto Cal機能（ Auto Calを使用した場合、精度定格は±3℃もしくは測定値の±3％の大きい方の値となります）

省電力モード自動シャットダウン、スリープモード

使用温度範囲（保存温度範囲）

ー15℃〜50℃（ー40〜70℃）

保護性能

防塵防滴構造 IP54（IEC60529）/ 耐衝撃性 25g（IEC60068-2-27）/ 耐振動性 2g（IEC60068-2-6）/ 耐落下衝撃性能 2m

外形寸法（カメラ本体質量）278.4 x 116.1ｘ113.1mm（1.0Kg）

三脚取付¼-20UNC

バンドルソフト

Thermal Studio スタータ

オプションレンズなし

S（標準）
：24°
ｘ18°
・T（望遠）：14°ｘ10°
・W（広角）：42°ｘ32°＊本製品は米国輸出管理規制が適用されています。海外輸出・転売などの場合は事前に弊社までお問い合わせください。
＊本製品は、外国為替および外国貿易管理法により規制貨物（または役務）に該当します。海外輸出（一時持出しを含む）には経済産業省の許可が必要ですので、弊社までお問い合わせください。
＊製品保証2年/検出素子保証10年は、所定期間内にユーザ登録をした場合です。
＊本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。
＊本印刷物は責任ある管理がされた森林からの材を含むFSC®認証紙を使用しています。

● このカタログの記載内容は2021年4月現在のものです。

神 奈 川

https://www.chino.co.jp/

姫路079（288）
7580
086
（473）
7400

Cat.No. CX-133-04 Apr.-'21-03 Printed in Japan Ⓑ47