LC/MS用オンライン脱塩チューブ

ソルナックチューブ (イオン対試薬用）
トリエチルアミン溶離液中でも、ヌクレオチドをPos.で高感度検出できます！
● イオン化抑制の改善と付加イオンが無いスペクトル● 核酸及び核酸塩基の測定にも応用可能
バルブ
HPLCカラム

インジェクター

ユニオン

UV検出器

ポンプ

ライン
フィルター

質量・流量 0.2~1.0 mL/min 対応
分析計

ソルナック チューブ
内径1.6mm

溶離液

・ディスポタイプ
・簡単操作
UV検出器とMSの間に繋ぐだけ

内径1mm

廃液

【特許第6609844号】

フィッティングは別売（内径1.6mmは、専用フィッティングが必要です）

イオン対試薬用ソルナックチューブは２タイプ★

OOAN（カチオン交換） ：トリエチルアミン，ジブチルアミンによるイオン化抑制の改善★

CAOO（アニオン交換） ：ドデシル硫酸アンモニウム溶離液のオンラインLC/MS測定
揮発性イオン対試薬によるイオン化抑制の改善
使用可能溶離液※１ ：アセトニトリル，メタノール，水使用可能 pH ： 2～12

測定不可化合物※２ ：OOAN ・・・ 四級アンモニウム基などを持つ強塩基性化合物
CAOO ・・・ リン酸基，スルホン酸基などを持つ強酸性化合物★ アプリケーションデータ https://www.sitsuryobunsekiya.com/download/★ OOAN：トリエチルアミンによるヌクレオチドのイオン化抑制改善例
試料：ヌクレオチド（AMP, ADP, ATP） 溶離液：0.1%トリエチルアミン水溶液
ソルナックチューブ無m/z 348 [AMP+H]+m/z 428 [ADP+H]+m/z 449[AMP+TEA+H]+m/z 508[ATP+H]+m/z 102m/z 529[ADP+TEA+H]+m/z 609[ATP+TEA+H]+

ソルナックチューブを接続してオンラインでTEAを除去しましたところ、EIC強度は4～8倍高い値を示しました。さらに、トリエチルアンモニウム付加イオンが検出されずにプロトン付加イオンだけを検出することができました。

☆ 感度向上！
☆ TEA付加イオン無！

ソルナックチューブ有拡大[TEA+H]+m/z 348 [AMP+H]+ 強度:4100m/z

428 [ADP+H]+ 強度:728m/z

508 [ATP+H]+ 強度:300m/z 348 [AMP+H]+ 強度:15900m/z 428 [ADP+H]+ 強度:3380m/z 508 [ATP+H]+ 強度:2540

TEA, DBAを含む溶離液でも、イオン化抑制の改善と付加イオンが無いスペクトルが得られます★ CAOO：ドデシル硫酸アンモニウム溶離液でのLC/MS正イオン測定例
ドデシル硫酸ナトリウム（SDS）を用いる際の分析種である塩基性基をもつ低分子化合物は、アニオン交換+カチオン交換を充填したソルナックでは塩基性の分析種が一緒に吸着してしまいます。しかし、対イオンを揮発性にしたドデシル硫酸アンモニウムであればアニオン交換だけで良いので分析種はソルナックに吸着しません。
アニオン交換樹脂

カチオン交換樹脂

ドデシル硫酸ナトリウムNa + 揮発性の酸

揮発性塩

アニオン交換樹脂

ドデシル硫酸アンモニウム

分析種も吸着揮発性塩

ドデシル硫酸アンモニウム共存下でカフェインと塩酸チアミンのLC/MS測定を試みました。ソルナック
チューブを接続してオンラインでドデシル硫酸を除去しましたところ、 m/z 195（カフェインの[M+H]+）とm/z 265（チアミンの[M]+）が検出されました。
MS[1];0.40..0.87; / ESI+ / Caffein_C18SO4NH4inACNH2O_CCOO_10_01
CCOO 10ppm ACN/H2O=50/50+10mM C18SO4NH4 0.1mL/min

MS[1];1.00..1.52; / ESI+ / Thiamin_C18SO4NH4inACNH2O_CCOO_10_01
CCOO 10ppm ACN/H2O=50/50+10mM C18SO4NH4 0.1mL/min

10ｍM
ドデシル硫酸アンモニウム溶液
x103 Intensity (10288)ソルナックチューブ有O
10H3C10ｍM ドデシル硫酸アンモニウム溶液
x103 Intensity (41906)
ソルナックチューブ有122.1
122m/z 195

195.1

CH3144.1
144NN

塩酸チアミン
相対分子質量：265.35＋35.45
分子式：C12H17N4OS ･Cl

40m/z 265

NH2265.2ON

N

154.1
154

20CH

カフェイン 3相対分子質量：194.19
分子式： C8H10N4O2

ClH3C-+NNNS

H3C
OH

00

50

100m/m/z
z150

200

100

250

200m/z300m/ z400

ドデシル硫酸アンモニウムを含む溶離液でも、オンラインでLC/MSの測定ができます【ソルナック チューブ 価格】
商品名

内径長さ

耐圧

最大流量(mm)

(mm)

(MPa)

（mL/min） （mL/min）

1.0502

推奨流量対象化合物ソルナック チューブ OOAN

ソルナック チューブ CAOO

酸性～弱塩基性化合物

弱酸性～塩基性化合物1.61.01.6

1000.351001.021500.3

550個入※３（min)型番価格（円）

型番価格（円）

0.315 ※４

OOAN10050-1030,000

OOAN10050-50

125,000

0.830※４

OOAN16100-1040,000

OOAN16100-50

160,00015※５

CAOO10100-1030,000

CAOO10100-50

125,00020※５

CAOO16150-1040,000

CAOO16150-50

160,000

0.3

1.010個入

脱塩時間0.8【ソルナック チューブ 用アクセサリ価格】
写真番号

商品名数量

型番価格（円）①PEEKインラインフィルター 10μm

1個8501

11,900②PEEKフリッツ 10μm （インラインフィルター交換用）

5個8511

16,500③

外径1/16インチ用フィッティング

10個

9002

5,500④外径1/16インチ用ユニオン

1個

9005

2,200⑤外径1/8インチ用フィッティング

1個

0522671,300⑥外径1/8インチ用フェラル

1個

048949700⑦

外径1/8インチ用レデューシングユニオン

1個

9110

3,300－

ソルナックチューブ内径1.0ｍｍスターターキット（キット内容：①＋③＋④）

1式

AL56210

19,600－ソルナックチューブ内径1.6ｍｍスターターキット（キット内容：①＋③＋⑤×２＋⑥×２＋⑦×２）

1式

AL56216

28,000※１※２※３※４※５

内径1mm（外径1/16インチ） ③

①③

④③③⑥⑦
⑤
⑤ 内径1.6mm（外径1/8インチ）⑥①②⑦

有機溶媒だけでは使用できません。水を20%以上含む必要がございます。
強イオン性化合物以外でも、ソルナック チューブに吸着してピークが消失したりブロード化することがございます。
除去できない塩などがイオン源に付着することがございます。水で簡単に洗浄できるレベルですが、イオン源の洗浄に関してはご使用されている質量分析計の説明書に従って実施してください。塩などがイオン源に付着した際の洗浄は補償いたしかねます。
0.1%のトリエチルアミンを含んだ CH3CN/H2O=50/50 溶液を推奨流量で流した場合の値です。溶離液の条件によって変化します。
10mMのドデシル硫酸を含んだ CH3CN/H2O=50/50 溶液を推奨流量で流した場合の値です。溶離液の条件によって変化します。

製造元

エムエス・ソリューションズ株式会社〒187-0035 東京都小平市小川西町 2-18-13
E-mail : info@sitsuryobunsekiya.com
URL : https://www.sitsuryobunsekiya.com/

販売元

アルテア技研株式会社〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-23-3
E-mail : support.sales@altair.co.jp
URL : https://www.altair.co.jp/
TEL : 045-473-6211 FAX : 045-473-2884

MSSOL-F24002, 2024.04.26