卒 業 研 究 報 告題目プラズマディスプレイパネルを模擬した放電の電力測定

指 導 教 員八田章光助教授
報 告 者

横谷公仁

平成 １３ 年 ２ 月 ９ 日

高知工科大学 電子・光システム工学科

目次
第一章

序論 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

1-1 研究の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
1-2 PDP の原理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
1-3 PDP の課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
1-4 研究の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
参考文献 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５

第二章

実験装置の作製 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６

2-1 放電セルの作製・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６2-2 電源の作製・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８2-3 測定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９
2-4 PDP 用ガスに求められる条件・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
2-5 ガスの選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
参考文献 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

第三章

測定方法・測定結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

3-1 放電の実験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
3-2 電流測定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
3-2-1 測定回路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
3-2-2 測定結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３
3-3 分圧回路に放電電圧測定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４
3-3-1 分圧回路による電圧測定・・・・・・・・・・・・・・・・・１４
3-3-2 直流分圧回路の周波数特性・・・・・・・・・・・・・・・・１５
3-3-3 オシロスコープの入力容量の計算・・・・・・・・・・・・・１６
3-3-4 交流分圧回路の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９
3-3-5 交流分圧回路の周波数特性・・・・・・・・・・・・・・・・２０
参考文献 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３

第四章

考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４

参考文献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５第五章 結論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６
謝辞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７
付録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８

第一章

序論

１．１

研究の背景

マルチメディアの進展に伴い、ディスプレイは人間とコンピュータをつなぐ
インターフェースとしての重要度を増している[1]。重くて場所をとるブラウン
管（CRT）に比べて、場所をとらない薄型のディスプレイが実用化され、急速に普及している。例えば、液晶ディスプレイ（LCD）は、軽量、低消費電力という特徴を活かし、他の薄型ディスプレイに先行して市場を拡大している。特に高画質タイプの TFT は、携帯型パソコン用ディスプレイの主流になっている。
一方、ブラウン管の大型テレビと競合する大画面、薄型ディスプレイとしては、プラズマディスプレイパネル（ PDP）の実用化が進んでいる[2]。CRT、LCDと比較しながら、PDP の特徴を表１．１に示す。
PDP、LCD、CRT の比較

表１．１

PDP

LCD

CRT

①大画面化

◎

△

○

②軽量化
③薄型化

○
○

◎
◎

×
×

④視野角

◎

△〜○

◎

⑤磁気の影響
⑥価格

○
△

○
△〜○

×
◎

比較する特徴PDP は、据置での用途を中心に、大型で視野角が広く、しかも CRT よりも薄型・軽量なディスプレイとして期待が高まっている。

1

１．２ P D P の原理
PDP とは、「放電による発光を利用したディスプレイ」のことであるが、「小さな蛍光灯をたくさん並べたもの」とよく表現される。PDP では、微小化した蛍光灯すなわち放電セルが数十万集まっている[1]。PDP の構造を図１．１に示す。

透明誘電体層

透明電極

フロント基盤（前面基盤）

保護層

放電部
放電領域
蛍光体
（R）
発光

発光部

蛍光体
（G）

データ電極

図１．１

リブ（隔壁）
蛍光体（B）

リア基盤（背面基盤）

PDP の構造

放電空間の中に封入されるガスは、Ne（ネオン）と Xe（キセノン）を混ぜたものや、He（ヘリウム）と Xe を混ぜたものである。放電セルの内側に塗られる蛍光灯が発する光は白ではなく、光の 3 原色の R,G,B である。これら 3 色はストライプ状に、あるいはモザイク状に配される。放電セルに電圧をかけると中で放電が起こり、このときに発生する紫外線がセルの内側の蛍光体に当たって、可視光を発光する。3 色の光は微妙に混ざり合って、見る者の目に様々な色として映るのである[1]。
ちなみに、放電セルを光らせるか否かは、電極にかける電圧とタイミングにより制御される。
PDP は放電を起こす際の電圧のかけ方により、AC 型と DC 型に大別することができる。AC 型 PDP と DC 型 PDP の特徴を表１．２に示す[1]2AC 型 PDP と DC 型 PDP の特徴
AC 型 PDP
DC 型 PDP

表１．２
比較項目
構造

交流（AC）

長寿命化

リブをライブ状に形成する リブをセル状に形成するためために単純
複雑→高精細化への対応が比較的容易コントラスト

DC よりも低く、課題となっ 高いている
やや時間がかかる
速い→補助放電セルがあるた
め

立上り

直流（DC）

初期投資費の大 DC よりも大きいといわれる AC よりも小さいといわれる。
小→半導体に使われる成膜→印刷工程が中心となるた方法やフォトリソグラフィ め
工程が多いため採 用 し て い る 日本電機 パイオニア 日 NHK 放送技術研究所
PDP メーカー・ 立製作所 富士通 松下電 子工業
団体
器産業 三菱電機

松下電

PDP の放電空間は大変小さいとはいえ、エネルギーが発生する。電極を保護するための保護層を持つ構造のものが AC 型 PDP、蛍光灯と同様、電極がむき出しになっている構造のものが DC 型 PDP である[3]。
AC 型 PDP のセル構造を図１．２に DC 型 PDP のセル構造を図１．３に示す

3

可視光
前面板
（フロント基
電極
紫外線

放電

誘電体層

MgO
（保護層）

背面板
（リア基板）
電極

図１．２

蛍光体

AC 型 PDP のセル構造

可視光

前面板
（フロント基板）

紫外線

陰極
障壁
（リブ/隔壁）

蛍光体

放電

背面板
（リア基板）
図１．３

陽極
DC 型 PDP のセル構造

4

P D P の課題

１． ３

現在、発光効率向上は大変重要な課題となっている。発光効率向上は、消費電力低減させるために不可欠である。PDP は消費電力が大きいため、競合する
低消費電力の LCD に比べ、現状では不利である。
発光効率は現在、DC 型で 0.4lm/W、AC 型で 0.8〜1.0lm/W である。

１．４

研究の目的

本研究では、PDP の発光効率評価の予備実験として放電の消費電力を測定する。消費電力を評価するため、PDP を模擬した放電セルを作製し、放電の電流・電圧を測定し、電力を計算する。

参考文献[1] 和泉志伸、プラズマディスプレイビジネス最前線 工業調査会（1999）[2] 内池平樹、御子紫茂生、プラズマディスプレイのすべて 工業調査会（1997）[3] 佐藤光世、最新プラズマディスプレイ製造技術 プレスジャーナル（ 1998）

5

第ニ章

実験装置の作製

２．１

放電セルの作製

現在、PDP 用ガラス基板には、ソーダライムガラスが使用されている。これは窓ガラスに使われるものと同じもので、TFT 用の無アルカリガラスよりも低価格である。また、STN 用ガラスは同じくソーダライムガラスだが、高い表面精度が要求されるため、表面研磨が行われる。PDP 用ガラス基板は、表面の平坦性が窓ガラスと同レベルでよいため、研磨行程は不要である。また、ガラスの厚さは約 3mm と、0.7mm が主流となっている LCD 用ガラスに比べると、かなり厚い[1]。
PDP 用ガラスに求められるのは、高い歪点である。PDP の製造においては、
500 度以上の熱をかけるため、高い歪点が必要になる[2]。
図２・１は本研究で作製した、PDPを模擬した放電セルの構造を示す。
（付録A）。パネルは２枚のスライドガラス板からなり、フロント基盤（前面基盤）とリア基盤（背面基盤）で構成される。フロント基盤には、平行電極としてアルミニウムを２ヶ所、平行に蒸着した。リブ（隔壁）には、ガラスで絶縁したアルミニウムを備えている。また、真空に排気しガスを封入するための穴を設け、その穴にステンレスの筒を挿入し、真空用接着剤（メーカー名：Varian）で接着する。
一般のDC型PDPは表示電極上に誘電体層と保護層（MgO）を設けるが、本研究では手始めとして保護層を設けていない。この平行電極に交流電圧を印加して面放電を行う構造となっている。

6

スライドガラス電極
アルミニウム

ガラスで絶縁
図２．１

放電セルの構造作製した放電セルの写真を図２．２に示す。

図２．２

放電セル写真

7

２．２

電源の作製

作製した電源の構造を図２．３に示す。

G
B

G
蛍光灯（冷陰極管）駆動インバータセット（電圧増幅器）

R
B

R

O

L

Y

B
R

R

FUSE

D.C.24V スイッチング電源（基板型電源）

図２．３

電源の構造図AC100V をスイッチング電源により、DC24V に変換し、蛍光灯（冷陰極管）
駆動インバータセット（電圧増幅器）により高電圧(数百 V)・高周波（33KHz）に変換する。この回路はアルミニウムのケースで覆った。この回路は元々、３原色を点灯させるための３本の冷陰極管蛍光灯用回路なので、３系統のスイッチを主電源の他にアルミニウムのケースに設けた。
冷陰極蛍光灯を接続し実際に点灯させ、動作確認をおこなった。図２．２の L
端子のスイッチを入れると B が点灯し、Y 端子の ON-OFF スイッチを入れるとG が点灯し、R のスイッチを入れると R が点灯する。電源電圧は DC16〜30V（DC24V が適当）で、消費電流は、それぞれ R：150mA、Y：250mA、L：250mAである。

8

作製した電源を図２．４に示す。

図２．４

２．３

電源の写真

測定方法

測定方法は、本研究で作製した放電セル内を真空にし、気体 Ar(アルゴンガス)を封入し、電圧を与え放電させる。セル内の気体を真空にし、Ar を封入しているときの写真を図２．５に示す。

9

図２．５

２．４
表

Ar を封入しているときの写真

PDP 用ガスに要求される条件

２．１に、PDP に封入するガスの条件を示す。
PDP に封入するガスの条件

表２．１
条件

効果

強い紫外線を放射する

高硬度・高効率発光

紫外線波長が長い

紫外線の飽和が少ない

蛍光灯のマッチングが良い
エネルギー変換効率が高い
蛍光体劣化が少ない
高輝度・高効率発光

可視光強度が弱い

色純度の低下が少ない

低放電電圧
化学的に安定駆動が容易
長寿命

スパッタ率が低い

長寿命

封入圧力を高くできる

長寿命

10

ガスの条件として、まず高輝度・高効率を得るため、強い紫外線を放射することが重要である[1]。しかし、本研究では、紫外線放出が弱く可視光線が強い
Ar を使用した。それは、本研究では電力測定を目的としているため、可視光線の強い Ar が電流・電圧測定において容易である。

２．５

ガスの選択

表３．２に、Ar の共鳴準位電圧、共鳴線波長、電離電圧を示す[2]。
表３．２Ar の共鳴準位電圧、共鳴線波長、電離電圧
ガス

質量

共鳴準位電圧

共鳴線波長

電離電圧

Ar

39.9

11.6V

107nm

15.8V

参考文献
[1] 佐藤光世、最新プラズマディスプレイ製造技術 プレスジャーナル（ 1998）[2] 和泉志伸、プラズマディスプレイビジネス最前線 工業調査会（1999）

11

第三章

測定方法・測定結果

３．１

放電の実験

作製した放電セル内を真空にし、気体 Ar を封入し、電圧を加えたところ圧力 2.00Torr のときが最も放電領域が大きいことを確認した。
圧力 2.00Torr のときの放電セル写真を図３．１に示す

図３．１

圧力 2.00Torr のときの放電セル

圧力 2.00Torr のときの Ar による放電の色は、青白であることを確認した。
アルミニウムの蒸着にむらであるため、放電が均一にできていない。

３．２

電流測定

３．２．１ 測定回路
分圧回路を入れると、回路と放電セルとの共振がずれるために、電源電圧が低くなる（電源の容量が足りない）ため放電しないので、分圧回路を除き電流測定のみおこなった。電流測定回路を図３．２に示す。抵抗 Ri は 1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ、を使用し、放電セルの圧力は 2.00Torr のときを測定した。

12

オシロスコープ

V
Ri

放電電源

図３．２

放電の抵抗別電流測定

３．２．２ 測定結果
放電の抵抗別電流測定の結果、1Ω/10Ωの場合、電圧が小さすぎて、本研究で用いたオシロスコープ（メーカー：Pico Technology Limited 品番：ADC200）では性能上、正確に表示できないため、100Ω・1kΩ・10kΩの抵抗を用いたときの電流測定の結果を図３．３に示す。
１００Ω
１kΩ
１０kΩ

1

電流(mA)

0.5
0
0

20

40

60

-0.5
-1
-1.5
時間（ms)

図３．３

抵抗別電流測定

13

80

100

抵抗が１００Ω・１kΩ・１０kΩのときの電流波形が微妙に違う。高い抵抗では電流値が小さくなり、できるだけ低い抵抗のほうが回路への影響が少ないので、100Ωの抵抗が望ましい。

３．３

分圧回路による放電電圧測定

３．３．１ 分圧回路による電圧測定
放電の電流・電圧測定をおこなうための回路を図３．４に示す。電圧を測定する上で、本研究で作製した電源は電圧が高い（数百 V）ため、オシロスコー
プの性能上、耐圧が足りない。そこで、電圧を 1/100 にするための分圧をおこなった。オシロスコープの内部インピーダンスが１MΩなので、電圧を 1/100にするためには、99MΩを使用する必要がある。
本研究では、3.3MΩの抵抗を 30 個、直列に接続し、99MΩの抵抗を作製した。
オシロスコープ ChA|Zi|=1MΩ

V
Ri

オシロスコープ ChB|Zi|=1MΩ

Ro=９９MΩ

V
放電電源

図３．４

直流分圧回路による電流・電圧回路

14

放電の電圧波形と考えられる信号は計測できなかった。具体的には １V（100倍に換算）程度の信号が観測されたが、一般に放電電圧は数 100V 程度と考えられるため、正しい分圧測定ができていないと考えられる。
３．３．２ 直流分圧回路の周波数特性
直流分圧回路において、周波数による分圧の変化を調べるための回路を図３．
５に示す。
オシロスコープ

ChB|Zi|=１MΩ

Ro= ９ ９ M

V

オシロスコープ

ChA|Zi|=１MΩ

V

正弦波発振器

図３．５

周波数による直流分圧回路の分圧比例測定回路

直流分圧回路において、発振器を用い周波数を変化させて、発振器の信号と分圧出力の信号をオシロスコープで測定した。利得と位相差の周波数依存性を
図３．６に示す。

15

0

0

-10
利得（dB)

-30

-200

-40

-300

-50
-60

-400

-70

位相差(deg)

-100

-20

-500

-80
-90
10

100

1000

-600
10000

周波数

系列1
利得

図３．６

系列2
位相差

直流分圧の周波数依存性

図３．６からもわかるように、高周波数のとき利得は著しく落ち込み、位相差も大きくずれていることがわかる。直流〜低周波数では利得は-40dB（1/100）と設計通りであるが、10kHz では-80dB まで低下してしまう。電源の周波数は約３３kHz という高周波数なので、ほとんど測定できないことが改めて確認できた。
これは、オシロスコープの入力インピーダンス（１MΩ）は抵抗分以外に容量成分（コンデンサ）を含んでいるため、高周波数の場合、正確な分圧ができない。よって、次節で示すように分圧回路にもコンデンサを並列につなぎ入れる
ことが必要である。

３．３．３ オシロスコープの入力容量の計算
直流分圧回路を図３．７に交流分圧回路を図３．８にそれぞれ示す。

16

オシロスコープ
Ro
Zi

Ri

v0

vi

図３．７

Ci

直流分圧回路の概要

交流分圧回路にするために、分圧回路に接続するコンデンサの容量を計算する必要がある。これにはオシロスコープの入力容量 Ci を求める必要があるので
図３．６の測定結果を元に計算してみる。図３．７でオシロスコープの入力を抵抗 Ri=1MΩ、容量 Ci の並列回路と考えると、
Co

Zo

オシロスコープRo

Zi
Ri＝１MΩ
Ci

図３．８

交流分圧回路図の概要

17オシロスコープの内部インピーダンス Zi は、

Zi =

1
（３．１）

1
+ jωCiRiである。図３．７の直流分圧回路における電圧利得 Av （ = v0 / vi ）は、

1
1
1
+
Zi
Ri j ωCi
Av ==1
Z 0 + Zi R +0
1
1+
Ri j ωCi=

Ri
R0 (1 + j ωC i R i ) + R iとなる。 ω = 2πf だから

Av =f = 0 のときは、

Ri
R0 + Riである。一方、周波数 f が十分に大きいとき ( f → ∞ ) は、

Av →1
jω Ci R0となる。ここに測定結果より、(

f = 10KHz 1* 10 4

)

において

Av = 10 −4 (− 80 dB)を代入すると、

18

Ci =

Ri
1
=
= 1.5nF
R0ωAv 99 *10 6 * 2π *10 4 *10 − 4となる。すなわち、実数に使用したオシロスコープの入力容量は約 1.5nF と予想される。
３．３．４ 交流分圧回路の作成
交流では、電圧利得 Av は

Av =

Zi
Z 0 + Ziなので、Z 0 = ( Av − 1)Z iとなるような CR 並列回路を作成すれば良い。（３．１）式より、

Z 0 = ( Av − 1)

11
+ j ωC i
R

1
1=( Av − 1)Ri + jωCi

( Av − 1)

となり、

C0 =

Ci
( Av − 1)となる。よって、

C0 =1*1.5nF ≒ 1.5 pF99となる。
本研究で作製した分圧抵抗は、3.3MΩを３０個直列につないで 99MΩとしている。図３．８の分圧回路では、Co の耐圧が数 100V 必要となり、入手が容易でないため、実際には、３個の抵抗（9.9MΩ）に対して、コンデンサ一つを並列に接続することにより、図３．９のような等価回路を作製する。

19

C 10

C 10

9.9MΩ

9.9MΩ

オシロスコープ

Ri
10 個

図３．９

C1

作成する等価回路

このとき、C10 = 10C0 = 150 pFである。

ゆえに、直流分圧回路の抵抗に 150pF のコンデンサを１０個、並列に接続して、交流分圧回路における分圧特性を評価するための回路を作成した。
３．３．５ 交流分圧回路の周波数特性作成した交流分圧回路における分圧特性を評価するための回路を図３．１０に示し、直列抵抗と並列コンデンサの写真を図３．１１に示す。

20

Co=15pF
オシロスコープ ChA|Zi|=1MΩ

Ro=９９MΩV

オシロスコープ ChB|Zi|=1MΩ

V

正弦波発振器

図３．１０

図３．１１

放電の抵抗別電流測定

直列抵抗と並列コンデンサ

21

利得（dB)

0

50
40
30
20
10
0
-10

-10
-20
-30
-40
-50
10

100

1K
1000

１０K
10000

位相差(deg)

交流分圧回路における電圧利得と位相差の周波数依存性を図３．１２に示す。

1００K 1E+06
1M
100000周波数（Hz)系列1
利得（dB)

図３．１２

系列2
位相差（deg)

交流分圧回路の周波数特性

10kHz 以上の高周波において、位相はほとんど変わらなかったが、利得が−２６ｄB となり、設計値の-４０dB より１４dB 大きくなった。この結果からオシロスコープの入力容量を再計算すると、３９０pF と考えられる。
ゆえに、１/１００に分圧するためには

390≒ 4 PF99のコンデンサで分圧しなければならない。
これを 10 コの直列回路にするためには C10 = 40 pF とすれば良い。
よって、図３．１２のような分圧回路により、正しい電圧測定ができると考え
られる。

22

４pF

Zi=１MΩ

９９MΩ

V
放電電源

図３．１２

交流分圧回路における電圧測定回路

測定したところ放電しなった。これは、分圧回路を入れることにより、回路と放電セルとの共振がずれるため、高周波周波数において、電圧が低くなる（電源の容量が足りない）ため、放電しない。ゆえに、電源を改良する必要があると考えられる。

参考文献[1] 和泉志伸、プラズマディスプレイビジネス最前線 工業調査会（1999）[2] 内池平樹、御子紫茂生、プラズマディスプレイのすべて 工業調査会（1997）

23

第四章

考察

本研究で作製したプラズマディスプレイパネルを模擬した放電セルと、作製した電源を用いて、電流・電圧測定を試みた。分圧回路を除いた状態で電圧を与えると、放電を確認することができた。
プラズマディスプレイの輝度および発光効率を改善する方法を表４．１にあげる。
表４．１プラズマディスプレイパネルの輝度、発光効率の改善方法
項目

手段

放電の発生

・ 陰極改善による 2 次電子放出係数改善
・ 電子エネルギー最適化、気体の選択による気体電離効率改善
・ 放電セル寸法拡大

紫外線の発生 ・ 電子エネルギー最適化、気体の選択による気体励起効率改善
・ 長波長紫外線（172nm 分子線）の発生
可視光の発生 ・ 蛍光体量子効率、色度点、可視光反射率改善
・ 蛍光体塗布位置、厚さ最適化
・ 蛍光体の飽和低減
・ 前面ガラス、AR,IR,EMI フィルタの透過率改善
パネルの駆動 ・ 高耐圧駆動回路、ロジック、電源回路効率改善
・ パネル浮遊容量の充・放電電力回収
電流測定は、直流分圧回路を除くと測定できるが、直流分圧回路を接続すると放電が消えてしまう。これは、交流分圧回路のコンデンサのため、高周波において電圧が急激に下がるのではないかと考えられる。
直流分圧回路の電圧測定をおこなったところ、１kHz において、すでに急激に電圧が下がっていた。そして抵抗にコンデンサ１５pF を並列に接続し、交流分圧回路の周波数別の電圧測定をおこなったところ、高周波数（約３３kHz）において利得が２６dB であった。
交流分圧回路も用いて、実際にプラズマディスプレイパネルを模擬した放電の電圧測定を行い、測定後に２６倍すれば電圧が求められると考える。
また、抵抗にコンデンサ１５pF を並列に接続した場合、高周波数（３３kHz）
において電圧は、１ /２６なので、オシロスコープのコンデンサは３９０pF と考えられる。ゆえに、１/１００に分圧するためには、約４pF のコンデンサを接続した回路で、改良した電源を用いることで電圧測定ができると考える。
電流・電圧測定ができれば目的の電力の計算が達成できる。

24

参考文献
[1] 和泉志伸、プラズマディスプレイビジネス最前線

25

工業調査会（1999）

第五章

結論

本研究では、プラズマディスプレイパネルを模擬した放電セルを作製し、電流・電圧測定から電力を計算することを目指した。ここに、本研究で得られた結果および知見を以下に要約し、本論文の結論とする。
（１）プラズマディスプレイパネルを模擬した放電セルを作製した。
（２）作製したプラズマディスプレイパネルを模擬した放電セル内に Ar を封入し電圧を加えることにより、放電を確認することができた。
（３）放電回路に直列抵抗を入れてオシロスコープで電流を測定したとこ
ろ、抵抗値１,１０Ωでは、信号が小さすぎ、１kΩ, １０kΩではピーク電流が観測されなくなった。測定した範囲では１００Ωが最適であった。
（４）抵抗のみの分圧回路では高周波の電圧が小さく、測定できなかった。
（５）抵抗にコンデンサ１５pF を並列に接続する交流分圧回路では、低周
波数と高周波数で、電圧利得が変化した。
（６） 抵抗にコンデンサ１５pF を並列に接続した場合、高周波数において電圧利得は、１/２６なので、オシロスコープの入力容量は３９０pFと考えられる。ゆえに、１/１００に分圧するためには約４pF のコン
デンサを接続しなければならない。
（７） 今後は電源を改良し、電源の容量を増やすことが必要である。

26

謝辞
今回の論文を結ぶにあたり、御親切な御指導、御鞭撻を賜りました高知工科
大学工学部電子・光システム工学科 八田章光助教授に深い感謝の意を表します。
常日頃から数々の御助力、御助言を頂いた高知工科大学大学院工学研究科基盤工学専攻電子・光エレクトロニクスコース博士課程後期の住友卓氏に感謝の意を表します。
高知工科大学工学部電子・光システム工学科在学中に御指導を賜った原央学
科長に心から感謝いたします。
高知工科大学工学部電子・光システム在学中、本研究の実験遂行、各過程で終始御厚志、御協力を頂いた高知工科大学工学部電子・光システム工学科、
平木昭夫教授、河津哲教授、神戸宏教授、綿森道夫助教授、
野中弘二助教授、武田光由実験講師、その他の先生方に重ねて感謝の意を述べさせていただきます。
また本研究を遂行するにあたり御協力頂いた高知工科大学工学部電子・光シ
ステム工学科、川上悦一氏、富士敬司氏、山中計吾氏に感謝いたします。

27