Signo T100
シグノ

Thinking ahead. Focused on life.

Excellent Design
Studio F. A. Porsche の卓越したデザイン

Technology meets Aesthetics
The new Signo T100 is based on a clear architectural
structure evolving from the Signo T500 premium
model with an individual pantograph lifting mechanism
seat design. The new Signo T100 represents anuncompromised result of the Morita DNA.
- Timeless design.
- Sophisticated manufacturing quality.
- Solidity, reliability and longevity.
The new Signo T100 encompasses ideally the generaldesign philosophy of Studio F. A. Porsche with theprofessional standards of Morita. It offers simple
functionality and ease of maintenance, and its purewhite body color blends in with the space and brings
a sense of calmness.
2

細 部に息 づく明 確 なアー キテクチャに基 づき、プレミアムモデル Signo T500 から継承した高いデザインと独自のメカニズム。
モリタDNA の妥協のない結果を導き出す。
それが Signo T100

- 時代を超越したデザイン- 洗練された製造品質- モリタの信頼性と耐久性
Signo T100 は、Studio F. A. Porsche のデザ
イン哲学と、モリタのもの造りへのこだわりが調和。シンプルな機能性とメンテナンスの容易性を実現し、ピュアホワイトのボディーカラーは空間に溶け込み、落ち着きをもたらします。

3

Simplicity and Performance
シンプルさと性能の両立

パンタグラフ式 昇降
最 低 位 400mm で乗り降り安心
世界でも多く採用されているパンタグラフ式 ご高齢 者や小児の患者さんも安心して乗り降昇降機構のカンタータイプシートを 装備。足 りで きる よう 最 低 位 400mm を 採 用しましを前に伸ばせるので、長時間の診療でも疲れ た。
にくく、患 者さん の 体へ の 負 担を軽 減します。

4ルナビュー TS で快 適な視界
LED1 灯 式 のル ナビュー TS は、長 寿 命、省エネでありながら 30,000 ルクスの 明るさを実 現。照 度 は 4 段 階 調 整 で、術 者 の 快 適 な視 界 を確保できます。オプションのタッチレスセン サーでは、直 接 手で触れることなく点灯が可能です。

清掃 性に優れたホルダー
固 定 式 の 差し 込 みホ ル ダー は、清 掃しや すいシンプル設計。

負 担の少ないフットコントローラー
角 度 の 低 い 踏 み 込 み 部 は、長 時 間 の 診 療 でも足首が 疲れにくい 設 計。チェアマニュアル
レバーは直 感的で操作 性に優れています。足先で 移動できるペダルガードをオプションにて追 加可能です。

操作性の高いヘッドレスト
シンプルな 機構により操 作 性に優れたヘッドレスト。頭 部 をホールド する形 状で、治 療 中の 揺れを防ぎ ます。オプションにて 2 軸 式を選択することも可能です。

スムーズな動きのテーブル
ベースン洗 浄機能
ホ ル ダー 一 体 式 テ ーブル は、 回 転 中 心 を テ コップ 給 水と連 動して、自動でベースンの 洗ーブル のセンター 位置に近 づけることにより、 浄を行 います。スイッチ操 作 でベースンのマ軽い力でスムーズな動きを実現しました。
ニュアル洗浄、連 続洗浄が可能です。

5

Easy Maintenance
容易なメンテナンス性で衛生管理を強化

フラッシング装置（オプション）
各 管路内の 残留水を排出。フラッシングアダプターはユニット内に収納可能です。

カットフィルター
毎日清掃するカットフィルターは、アクセスしやすいアシスタント側のホルダー裏に配置しています。

除菌カートリッジ（オプション）
多孔質中空 糸 膜で、水回路 の微 生物などを捕え、クリーンなエアーと水を供給します。

給水管路クリーンシステム（オプション）
専用洗浄液を管路内に滞留させ、夜間、休日の間もよりクリーンに保ちます。

6

RESEO

Luna Vue Shot

クリーンウォーターシステム

リセオ（オプション）

ルナビューショット（オプション）

衛 生的な水で歯 科治療を行える水 管理システム
歯 科ユ ニット のオプションとして 薬 事 認 証を取 得してい る「リセ オ」は、各ハンドピース、スリーウェイシリンジ、コップ給 水などすべての給 水管路に衛生的な水を供給する装置です。
※供 給される水は、水道 法 の水質基 準 51 項目及び WHO（世界保 健 機 関）の飲料水 水質ガイドラインの 基 準に適合しているので、口腔内にも安心してお使いいただけます。

塩素注入
水道管浄水場

給水栓

リセオユニット

遊離塩素濃度

塩素注入高濃度送水過程で濃度が低下
低濃度

有 効 塩 素 を 追 加 注 入すること で、 ユ ニット 内 に 供 給 す
る水 の 遊 離 塩 素 濃 度 を 高 め、給 水 管 路 内 の 水 を 清 浄 に保ちます。

追加塩素注入ユニット内へ「かんたん準備」「かんたん撮 影」「かんたん管理 」
かんたんな操作で、口腔内写真 検 査や歯冠補綴時 色調取得 検 査などに用いる静止画撮 影を行うことが で きるルナビューショット。オペレーティングライト目線 のオペ 録 画 や 顎 運
動 の 撮 影に使 用できる動 画 撮 影まで行うことが 可能です。撮 影 後 のデータ管 理もスムー
ズ で、効率のよい診療をサポートします。
※歯 科用 3 次 元エックス線断層撮 影 装置 及びルナビューショットを使 用し根管治療を行った場合に、手 術用顕微 鏡 加算が 可能となりました。
※算定には施 設基 準 の届出が必要です。

Trinity Core3 と 連 携、 患 者 さん ごとのフォルダにデータを自動集 積

様々な外部モニターに接続

携帯端末

PC モニター

タブレット端末7

Equipment
イクイップメント（オプション）

バキュームシリンジ
ロータリー式バキュームシリンジ
手元スイッチ式バキュームシリンジ
サライバエジェクター

水カチット

ルナビュー TL

ソルフィー T タイプ（ LED）
ソルフィー F タイプ（ LED）
ニュートロン（ LED）

エアーカチット

EL ミラー

フリーマウントバキューム

マウストレー

ガスバーナー

別置 式配管ピット

超音 波スケーラー

8

小 物テーブルペーパーホルダー

術 者 側アームレスト
アシスタント側アームレスト

I oT Technology

Operating Stool

DOOR Link を利用したネットワーク総合サービス

オペレーティングスツール

チェアユニットを DOOR Link に連携（オプション）
モリタオンラインサービス DOOR Link と連 携することで、チェアユニットの稼 働時間などの 使 用状 況をモリタデータセンター（クラウド上）に集約し、様々な分野で利用することで、快 適な診療環境が実現可能です。
診 療サポート（オプション）
診療シーンに合わせチェア操作と連 動し、 DOOR Link でダウンロードした最新の取扱説明書や使 用ガイドをパソコン・iPad 等の画面に表示できます。
サービス / メンテナンス（オプション）
チェアユニットの消耗 品 交 換時期のアナウンス、ソフトウェア最 新版の配 信 などネットワークサービスを提 供します。

DOC-5 PROCYON 3 と連携した経営サポート（オプション）
モリタデンタルオフィスコンピュータ DOC-5 PROCYON 3 と連 携し、チェアユニットの使 用状 況と DOC-5 のオペレーティングスツール T2
背もたれ・ひじ掛け兼 用部分が、腰かけたまま自在に回転。
すばやく安定した体勢をとることができます。

予 約・カルテ情 報などを組み合わせることで、受 付での 待ち時間やチェアユニットでの 待ち時間など、よりわかり易い形で「見える化」を実現します。さらに、蓄 積した様々なデータを用い、時 系列で 分析した統 計をグラフ表示するなど、多角的な情 報で経営をサポートします。
9Colors

Specifications

カラーバリエーション

カンタータイプ, Over Arm

600

420

1090

min. 500

min. 1015

Clay (T-BE)

Caribou (T-BR)

Black (T-BK)

140
460

Lamb (T-WH)

530

Soleil (T-OR)

Night Sky (T-BL)

Aloe (T-GR)
1865 - 2215

Deep Red (T-RE)

ラグジュアリーシート（オプション 各色対応 可）
10

750
400

2° ±2°

610 - 1370

70° ±2°

1670

140

装備

シグノ T100装備●

名称：シグノ T100

ツインパワータービン p（LED ライト付）

●

テーブル部

タービン可変速装置△

ガスバーナー

クリーンエアーシステム△

マウストレー△

チェア昇降方式：パンタグラフ式

マイクロモーター トルックス TR-S3●

口腔内カメラ ペンビュアー VIS-USB 組込み△

バックシート角度（水平に対して）：最起立 70 °マイクロモーター トルックス TR-S3-O（LED ライト付）△

液晶モニターアーム（ライトポール取付タイプ）△

トルクテック ST-DH●

タブレットスタンド△

トルクテック CA-DC●

トリプルビュアー LED△

タクトスイッチ式コントロールパネル

△

T バーナ

超音波スケーラー

ソルフィー T タイプ（LED ライト付／ライト無）△除菌カートリッジ（水・エアー）△

超音波スケーラー

ソルフィー F タイプ（LED ライト付／ライト無）△術者側アームレスト△

超音波スケーラー

ニュートロン（LED ライト付／ライト無）△アシスタント側アームレスト△

スリーウェイシリンジ

WS201

●

小物テーブル△

スリーウェイシリンジ

WS-100K△

ペーパーホルダー△△

フリーマウントバキューム フリーアーム・アルテオ（給水管路クリーンシステムと併用不可）△△

ライト付きスリーウェイシリンジ
バキュームシリンジ

WS-100K-LD（LED ライト付）

VS110 （Φ 16 、吸引量調整付）●

型式：チェアマウント：TUA20
電源電圧：AC100V 50/60Hz
消費電力：1.0kVA
シート座面高さ（床面より）：最低位 400 ｍｍ

最高位 750mm
傾斜 2 °（単動シリンダー）

質量：約 250kg
一般的名称：歯科用ユニット
販売名：シグノ T

機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ）特定保守管理医療機器

医療機器認証番号：229AKBZX00081000 法定耐用年数（償却年数）7 年

製造販売業者：株式会社モリタ東京製作所
所在地：埼玉県北足立郡伊奈町小室 7129 番地
販売名：ルナビュー TS 一般的名称：汎用歯科用照明器
機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ） 届出番号：11B2X00071000043
販売名：ルナビュー TL

一般的名称：汎用歯科用照明器

機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ） 届出番号：11B2X00071000044
販売名：ルナビューショット
一般的名称：歯科用口腔内カメラ、手術用顕微鏡、可搬型手術用顕微鏡
機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）特定保守管理医療機器
届出番号：11B2X00071000042
販売名：スリーウェイシリンジ

一般的名称：歯科用口腔洗浄器

ロータリー式バキュームシリンジ VS110R （Φ 16 、吸引量調整付）△

クリーンウォーターシステム リセオ

手元スイッチ式バキュームシリンジ VS112（Φ 16）△

給水管路クリーンシステム（フリーマウントバキュームと併用不可）△△

フラッシング装置△

モリタオンラインサービス Wi-Fi 接続機能（DOOR Link）△

販売名：ツインパワータービン p 一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース

ラグジュアリーシート△

販売名：トルックス

販売名：トルクテック

サライバエジェクター

SE110（吸引量調整付）

バキュームセントラル式（バキュームタンクなし、EV 立上りシャットオフバルブなし）●

バキュームタンクセパレーター式△

術者側 5 連式インスツルメントホルダー（差込固定式）●

別置式配管ピット△

汚物ホルダー△

2 軸式ヘッドレスト△

オート位置制御

フットコントローラー●

ペダルガード機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ） 届出番号：11B2X00071000009
製造販売業者：株式会社モリタ製作所
所在地：京都府伏見区東浜南町 680 番地
機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ） 認証番号：21200BZZ00035000
一般的名称：歯科用電気回転駆動装置

機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ） 認証番号：229ACBZX00020000
一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース

機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ） 認証番号：221ACBZX00074000
販売名：ソルフィー（組み込み式） 一般的名称：歯科用多目的超音波治療器●

機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ） 認証番号：223ACBZX00038000

オートフィラー給水（紙コップ対応光センサー / ベースン自動洗浄付）●

機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ） 届出番号：26B1X00001000036△

ワンタッチ接手（給水）△コードレスフットコントローラー△

ワンタッチ接手（給気）△ルナビュー TS●

オペレーティングスツール T2△

ルナビュー TL△

EL ミラー（ルナビュー TL のみ）△

オペレーティングライト用タッチレスセンサー△

ルナビューショット（ルナビュー TL のみ）△

オペレーティングライト 2 段アーム●

オペレーティングライト 3 段アーム

△4 ポジション

販売名：ライト付きスリーウェイシリンジ
販売名：スリーウェイシリンジ

一般的名称：歯科用シリンジ

機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ） 届出番号：26B1X00001000037
製造販売業者：白水貿易株式会社
所在地：大阪府大阪市淀川区新高 1 丁目 1 番 15 号
販売名：ニュートロンモジュールキット●：標 準 装 備△：オプション

一般的名称：歯科用シリンジ

一般的名称：歯科用多目的超音波治療器

機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ） 認証番号：224ALBZX00038000
製造販売業者：株式会社東京技研
所在地：東京都世田谷区玉堤 1 丁目 25 番 13 号
販売名：フリーアームアルテオ

一般的名称：歯科用吸引装置

機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ） 認証番号：222AHBZX00018000
製造販売業者：株式会社フェニックスデント
所在地：東京都世田谷区中町 5-38-3
販売名：T バーナ

一般的名称：歯科用バーナ

機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ） 届出番号：13B3X00054000003

11

Diagnostic and Imaging Equipment
Treatment Units
Handpieces and Instruments
Endodontic Systems
Laser Equipment
Laboratory Devices
Educational and Training SystemsAuxiliaries

大阪本社

大阪府吹田市垂水町3-33-18

東京本社

東京都台東区上野2-11-15

お問合せ〒564-8650 T 06. 6380 2525
〒110-8513 T 03. 3834 6161

お客様相談センター T 0800. 222 8020（フリーコール）〈歯科医療従事者様専用〉

詳細はこちら本社工場

埼玉県北足立郡伊奈町小室7129〒362-0806 T 048. 723 2621

Morita Global Site: www.morita.com

シグノ T100
https://www.dental-plaza.com/qr/884

More Infos about Products: www.dental-plaza.com
ご使用に際しましては、製品の添付文書及び取扱説明書を必ずお読みください。
仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
このカタログに記載されている社名又は商品名は（株）
モリタ、（株）モリタ東京製作所の保有する商標又は登録商標です。
製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合がございます。
カタログ掲載写真は、一部オプションを含みます。

PUB.NO.M6884.1.2204.5,000IIS.JPC/JPC 208550102

製品についてのお問合せはこちらからhttps://www.dental-plaza.com/qr/120