チッイス
ル
ベレ
式
パドル

L
R
PS
E
I
RE
S

RotaryPaddle
TypeLE
安定・安心・長寿命で工粉粒体レベルのスペシャリスト
レベルスイッチは、いまや工場の自動システムや省電力化に無くてはならない存在です。
その中でパドル式レベルスイッチは、ほぼすべての粉や粒の検知に最も適している万能機種といえます。
市場では約50年という長年に渡り使用されてきており、東和制電工業が誇るベストセラー商品です。

パドル式レベルスイッチの特徴□ ほぼすべての粉や粒のレベル測定が可能□ 豊富なオプションにより、様々な使用環境で対応可能□ 調整不要で誰でも簡単に取り扱うことが可能□ 機械的でシンプルな構造の為、動作原理が分かりやすい

CONTENTS 目 次
基本タイプ
防爆タイプ
オプション一覧
納入実績
参考資料①

通過警報フロースイッチ
参考資料②

14P
4P
P
5 7P8P
9P
10P
11P

3P

EVEL
SWITCH
工場自動化に貢献します。
動作原理

構造図測定物が羽根の回転を拘束するとモーターが自転し、内部にあるマイクロスイッチを作動させ検出信号を出力します。
同時にモーター電源を遮断し供給電源をストップします。
（検出状態）
測定物が無くなり、羽根の拘束が解除されると、内部スプリングの力により復帰し、検出信号が切り替わると同時にモーターに電源が供給され、再び羽根が回転し始めます。
（非検出状態）

標準仕様
電源電圧
※御指定

AC100/110V 50/60Hz DPL 型 /DC24V ±10%AC200/220V 50/60Hz
その他電圧製作します。
取付
フランジ式 JIS 5K65A ( アルミ ) ※ 1
消費電力
2.5W
1C 接点 PRL 型 -AC250V 5A（抵抗負荷）
DPL 型 -AC250V 0.1A （抵抗負荷）
接点出力
PRL-Z 型 -AC250V 0.1A（抵抗負荷）
検出トルク
約 10.0N･cm
スリップトルク 約 30.0N･cm
回 転 数
PRL-1R.P.M
DPL-2R.P.M

材質羽根サイズ
使用温度
使用圧力
塗 装 色
保護等級

本体ケース ･ フランジ
シャフト ･ ハネ
シール

アルミダイキャスト
SUS-304
ニトリルゴム標準仕様：W-1（80×80mm）※2500型 500N型：S-1（30×60mm）

タンク内 Max70℃
タンク外 Max55℃
タンク内 0 〜 196kPa
マンセル 10YR7.5/14
P65

使用例
PRL-100EB
PRL-100ED

PRL-500W PRL-101

PRL-100（標準）

PRL-100
羽根Ｓ型仕様PRL-500

PRL-500

2

基本タイプ

基本タイプ

基本タイプ

図面

PRL-100

図面

PRL-170

最も汎用的に御使用頂けるタイプです。
タンクサイド取付で、上限、中限、下限と幅広くお使い頂けます。

保護管タイプ

取付：ねじ込み式  M30  P2"L寸法は固定となります。ねじ込みタイプですので、特殊なフランジを御社にて別途ご準備頂けますと、様々な取付にも対応が可能です。

耐熱タイプ

図面

PRL-101

図面

PRL-200標準L寸法 250mm、300mm、600mm、1000mm※その他ご指定寸法50mm刻みにて製作いたします。

使用温度タンク内

PRL-200 MAX200℃

L寸法最大2000m/mまで製作いたします。

使用温度タンク外※横取付の場合はL寸法500mm迄

※PRL-200型のL寸法は150m/mです。
これよりL寸法が長くなる場合はPRL-201型になります。

PRL-200S MAX250℃〜400℃

シャフト伸縮タイプ

MAX55℃

2枚フランジタイプ

PRL-100EB,100ED
PRL-100EB型L寸法

L-450〜600mm

図面
図面

L-650〜1000mm
L-750〜1200mm
PRL-100ED型L寸法

L-1000〜1500mm
L-1200〜2000mm
L-1500〜2500mm
L-1700〜3000mm※垂直取付専用です※EBにEDの軸使用不可

3

図面

PRL-100F
シャフトの回転がタンク外より目視で確認できます。
L寸法最大2,000m/mまで製作いたします。
カップリング部は屋外用のアクリルパイプ付き仕様も製作致します。

基本タイプ

耐荷重タイプ

耐荷重タイプ（低コストver.）図面

PRL-500
使用圧力

図面

PRL-500N

タンク内 0〜49kPa

使用圧力※L寸法を延ばす場合、型式は「PRL−501」になります。
その場合、羽根は標準でW-1（80×80m/m）が付きます。

タンク内 0〜49kPa※L寸法の変更製作は不可。

図面

PRL-500W

PRL-300

L寸法10,000mmまで製作いたします。
使用圧力

図面

タンク内 0〜49kPa※ワイヤー長さ可変調整式（クリップ式）も別途オプションで製作可。
※中限用・下限用でのご使用をお願いします。
※羽根サイズの変更は不可。固定となります。

御準備頂いたパイプへ直接にねじ込んでご使用頂けるタイプです。
但し、パイプは別途ご準備下さい。
リード線付き仕様も製作可能です。
（m単位でご指定）

耐圧防爆タイプ

EX防爆

粉塵防爆

図面

TPE-100

TPF-100

TPE-100型のL寸法は、150mmです。
これよりL寸法が長くなる場合の型式は、保護管タイプのTPE-101型になります。

TPF-100型のL寸法は150mmです。
これよりL寸法が長くなる場合の型式は保護管タイプのTPF-101型になります。

・ 導線取り出し口には電線管ケーブルグランドが必ず付属されます。
下記のいずれかを御指定下さい。
適合ケーブル範囲 ： φ11 ～ 12 ： GEUL-G P1

・ 導線取り出し口には電線管ケーブルグランドが必ず付属されます。
下記のいずれかを御指定下さい。
適合ケーブル範囲 ：φ11 ～ 12 ： GEUL-G P1

φ10 ～ 11 ： GEUL-G P2

φ10 ～ 11 ： GEUL-G P2

φ9 ～ 10 ： GEUL-G P3

φ9 ～ 10 ： GEUL-G P3

φ8 ～

φ8 ～

9 ： GEUL-G P4

9 ： GEUL-G P4

防爆構造となるため、現場での内機交換は不可となります。
必要時は弊社へ返送して頂きましたら、交換・再調整にて出荷致します。
4

オプション仕様 一覧● レベル計の動作確認がしたい
LEDランプ仕様
本体ケース部に施した動作ランプにて、レベル計の動作状態を目視で確認する事が出来ます。
型式は末尾に L が付きます。（例：PRL-100L）※ランプ色：赤、黄、緑の 3 色に切替可能※視野角度 180°
で屋外でもバッチリ目視確認が可能※追加の配線一切不要
点灯切替スイッチ＊ L ＝羽根回転時に点灯＊ H ＝羽根停止時に点灯

発光色切替スイッチ(R= 赤 /Y= 黄 /Ｇ＝緑 )※点灯切替時およびランプ色切替時は、必ず電源供給を切ってから行って下さい。

特許：第5639218号・実用新案：第3194887号● 検知位置を現場で微調整したい
スライドフランジ仕様（保護管タイプ専用）
本体ケースとフランジを分離型にすることで、現場でフランジ位置の変更が可能です。
これにより、現場で L 寸法を変更することが可能です。変更時はフランジを固定している 2 ヶ所の六角穴付ボルトを外して下さい。
型式は御座いませんので、スライドフランジ仕様と御依頼下さい。
※現場で L 寸法変更が可能※様々な L 寸法のパドル式を使用されている企業様は応急処置用の 1 本予備品に最適

L寸法変えたいな…

5

● 配線作業を楽にしたい
コネクター仕様
本体ケースの導線取出口に結線用ケーブルコネクターを施すことで、配線の脱着を容易にします。
※出力接点（a 接点もしくは b 接点）を御指定下さい。
※使用するケーブル径を御指定下さい。
※屋内用もしくは屋外用を御指定下さい。に簡単

カチッ！

OK！

● 塗装が剥がれない仕様がほしい
アルマイト仕様
本体ケース部分にアルマイト処理を施すことで、塗装をしない仕様でご提供可能です。
塗装剥がれによる異物混入を防止したい現場に最適です。

らかいなし
塗装剥がれない6

● 振動による動作不良を軽減したい
耐振考慮仕様ノッカーやバイブレーションなどの振動による故障を防止することが出来ます。
型式は末尾にJが付きます。
（例：PRL-100J）

パドルOK！

ノッカーON！

※LEDランプ仕様と併用不可。

● 粉詰まりによる動作不良を軽減したい
シール重ね仕様
粉塵が侵入する箇所のシールを1枚ではなく2〜3枚重ねにすることでシール性を向上させ、シール詰まりによる動作不良を軽減出来ます。
型式は末尾にSが付きます。
（例：PRL-100S）

シールの粉詰まりを軽減！

粉の侵入を許さない

7

納入実績業界■ 土木建設関連 ■砕石・砂利等■ 穀物、食品関連 ■米・麦・豆類等■ 製紙関連 ■木材チップ・古紙■ 火力発電関連 ■■ 鉄鋼、窯業関連 ■鋳物砂・セメント・石灰等■ 環境リサイクル関連 ■プラスチックのペレット・ペットボトルのごみ■ バイオマス発電関連 ■木材くず・繊維くず・都市ゴミ等■ 化学関連 ■石灰等

8

各種羽根サイズ
標準ハネ

両ハネ
名

称

外形図

L1×L280×80

サイズ

L1×L2

V-130×100

V-230×60

V-330×80

V-430×130

L1

片ハネ
称

45サイズ

L1×L2

S-130×60

S-230×80

S-380×60

S-480×80

L2名取付方法

200

W-1

56称L2

名

展開ハネ図 F(45×200)

サイズ

L1

羽根折り畳み時の挿入幅：56mm
展開時のL2寸法（羽根幅）：200mm
羽根を折り畳むことで、羽根を取り外さずにタンクに取付けることが可能※その他各サイズのハネ、製作いたします。
展開羽根をご選定頂くと、メンテナンス時の本体の取り付けや取り外しを容易にします。
展開羽根の片羽根仕様 FS-45x100mmも製作可。

内部回路と配線図

L C H 電源

検出感度の調整Circ uit diagram

内機（内部検出器）の裏側にはスプリングが付いております。バネの掛け位置により、検出感度を変更する事が可能です。
スプリング引掛け位置(標準)
5(強)

1(弱)

検出トルクの変化（参考）
最強（強の位置）         約10.0N・cm

弱4（弱から4番目）    約 9.0N・cm

弱 3（弱から3番目）    約 8.0N・cm

弱 2（弱から2番目）    約 7.0N・cm

最弱（弱の位置）   

約 6.0N・cm※最弱でのご使用は、脚力避けて下さい。
復帰不良の要因となります。
※調整スプリングでも検出が困難な場合は検出しやすいハネの形状へ変更して下さい。

9通過警報フロースイッチ
・ベルトコンベア上を流れる粉体の有無を検知（監視）するスイッチとなります。
・モーターを使用しない為、シンプルで動作が安定しています。
・羽根サイズや L寸法は、ご指定の寸法で製作致します。
・シュート部での流れ検知は PAF-1をご使用下さい。

150

シュート用

240

コンベア用

100

図面
150

図面

350

400

PA-1

PAF-1

耐圧防爆型（d2G4）

動作角度■ PA-1■ PAF-1
アルミダイキャスト

240

アルミダイキャスト

図面

150

400

PA-1E

通過警報スイッチ
取

本体ケース ･ フランジ

アルミダイキャスト

接点出力付

フランジ式 JIS 5K65A
1C 接点 AC250V 10A( 抵抗負荷 )材

シャフト ･ ハネ

SUS-304

動作角度

約 20°

シール

ニトリルゴムPA-1, PAF-1

マンセル 10YR7.5/14※羽 根から見て､ 時計方向か反時計方向のいずれかの動作方向をご指定下さい。

質塗 装 色
保護等級

取付例

P65

PA-1PA-1

ベルトコンベア

PAF-1
PAF-1

シュート

10

パドル式型式
標準機種

防爆機種

PRL
DPL

TPE
TPF
型式
電源仕様
PRL AC100/110V又はAC200/220V
DPL DC24V

型式
TPE
TPF

レベルスイッチのタイプ
標準型
高温型（F型のみ）
強力型
フランジの材質
0
アルミ合金塗装付き
2
SUS304張り（接粉面張り）
3
SUS316張り（接粉面張り）
4
SUS304製
5
SUS316製
保護管（接粉部含）の材質
0SUS304
1SUS304
2SUS316

タイプ別
123502345678125基本タイプ
耐熱タイプ
吊り下げタイプ
耐荷重タイプ
取付フランジ材質
標準材質 アルミダイキャスト
取付面 SUS304製板張り
取付面 SUS316製板張り
SUS304製
SUS316製
その他の特殊ねじ込み取付け
取付面 チタン製板張り
保護管の有無･材質

0124

防爆規格
耐圧防爆規格(EX防爆)
粉塵防爆規格なし
SUS304製
SUS316製
チタン

パドル式（回転式）
レベルスイッチ 見積り依頼シート
PRL -シリーズ型式

電源電圧（右記よりいずれか選択）

フランジサイズ（右記よりいずれか選択）

L寸法数                         台  □ AC 100/110V    ±10％  50/60Hz（左記よりいずれか選択）  □ AC 200/220V    ±10％  50/60Hz  □ DC 24V               ±10％  □ JIS 5K65A相当（アルミ）標準（PRL-170,PRL-300型除く）  □ その他サイズ（            L -       （取付部から羽根先端までの長さ）

羽根サイズ

台mm        K          A）材質：

[50mm単位にて製作可能]  ※PRL-100型、170型、200型、300型、500型のみL寸法は1種類の固定で決まっておりますので明記不要。  □ W-1（80×80mm）            標準羽根  □ S-3（80×60mm）            片羽根      □ その他（P9御参照）

シリアルNO.
その他仕様の追記があれば明記下さい。  ※上記仕様が不明な場合や、型式に「S」が付く場合は、本体ケース部に明記されているシリアルNo.をお知らせ下さい。

代理店 /Agent〒566-0045  大阪府摂津市南別府町3-5
TEL.06-6340-5522 FAX.06-6340-5519

URL http://www.towa-seiden.co.jp/
最新の製品情報がホームページでご覧になれます。

2024.4.1000