ニプロハートラインの使い方

医療関係者向け

機器編

Ｖｅｒ．１．４

当社推奨連携機器で測定し、測定結果を自動で取り込む場合には無線通信接続の設定（ペアリング）が必要です。

目 次ページ

１．当社推奨連携機器について

１

２．患者さんが測定したバイタルデータの送信方法について

２

３．機器接続設定画面

３

４．各連携機器のペアリング①ニプロ電子血圧計 NBP-1BLE をペアリングする

４②ニプロ電子体温計 NSM-1BLE をペアリングする

６③マシモSETフィンガーパルスオキシメータ マイティサット をペアリングする

８④ニプロ医用電子血圧計 NMBP をペアリングする

９⑤ニプロケアファストLink® をペアリングする

１２⑥ニプロ非接触体温計 NT-100B をペアリングする

１５⑦心電送信機Cocoron® をペアリングする（患者さん用）

１７

５．再ペアリング

準 備 編

機器編

２０

使い方 編

困ったときは

準 備 編

機器編

使い方 編

困ったときは

１．当社推奨連携機器について

１

医療関係者側のハートラインアプリにペアリングできる機器の一覧表（Webブラウザ版ではご利用できません。）
ニプロ電子血圧計
NBP-1BLE

☛P.４～

☛P.６～

自己検査用グルコース測定器

ニプロ非接触体温計
NT-100B

ニプロケアファストLink®

マシモSETフィンガー
パルスオキシメータ
マイティサット

ニプロ電子体温計
NSM-1BLE☛P.８

２０２１年８月現在

ニプロ医用電子血圧計
NMBP

☛P.９～

心電送信機
Cocoron®

本機器は患者さんのみペアリング可能です。
医療関係者はペアリングできませんが、参考として設定方法を本書にも掲載しています。
☛P.12～☛P.15～☛P.17～

掲載の機器は仕様を変更する場合があります。

準 備 編

機器編

使い方 編

困ったときは

１．当社推奨連携機器について

１

２．患者さんが測定したバイタルデータの送信方法について

２取得した測定値の送信方法は二通りあります。患者さんの端末で設定します。
パルスオキシメータの結果
体温計の結果血圧計の結果血糖測定器の結果

１． 自動で送信
ペアリング完了後、「取得したバイタルを自動送信する：」のボタンを右にスライドさせてONにします。
Cocoronを含む場合はOFFにしてください。「Cocoron使用時の注意点」（☛ P.19)参照。

測定した時刻右へスライドONにすると緑色に変わります。
各機器で測定するとバイタル画面にはこのように表示されます。

２． 手動で送信（複数機器の測定結果をまとめて送信することができます。個別送信も可能です。）

ペアリング完了後、「取得したバイタルを自動送信する：」のボタンはOFFのままにします。
送信した時刻各機器で測定後TOP画面に測定結果が表示されます。

送信完了のメッセージが表示されます。
「閉じる」をタップします。

「見守り者へ送信」をタップします。

準 備 編

機器編

使い方 編

困ったときはバイタル画面には送信した時刻が測定日時として表示されます。
２.患者さんが測定したバイタルデータの送信方法について

２

３．機器接続設定画面

３

各連携機器をペアリングする際の設定初期画面
測定値を自動取り込みする場合に設定します。アプリ上でのみ設定できます。Webブラウザのニプロハートラインでは設定できません。
複数機器をペアリングする場合は、一斉にペアリングモードにしてしまうとエラーになる可能性があります。個々にペアリングしてください。

１

２
お使いの端末の「Bluetooth設定」をONにし、ホーム画面右上の設定ボタン「機器接続設定」をタップします。

をタップします。

３

準 備 編

機器編

使い方 編

困ったときは設定画面が表示されます。
この状態で各機器のペアリング設定を行います。

３.機器接続設定画面

３

４．各連携機器のペアリング ①ニプロ電子血圧計 NBP-1BLE をペアリングする

４①ニプロ電子血圧計 NBP-1BLE をペアリングする
各部の名称

４

カフ

血圧計の開始／終了スイッチを長押し（３秒程度）（背面）するとペアリングモードになります。
液晶

液晶に「Pr」と表示されます。
シリアルナンバー

開始／終了スイッチ

接続時にシリアルナンバー（末尾６桁）が必要です。
あらかじめメモをとっておくと便利です。

５
未接続機器欄に「電子血圧計 NBP-1BLE」が表示されるので「接続」ボタンをタップします。

機器接続設定画面（☛P.３）の１ ～ ３ を行い、「機器接続設定」画面にします。

準 備 編

機器編

使い方 編

困ったときは

４.各連携機器のペアリング①ニプロ電子血圧計NBP-1BLEをペアリングする

４４．各連携機器のペアリング ①ニプロ電子血圧計 NBP-1BLE をペアリングする

６

ペアリング要求のメッセージが表示されます。

（

５７
接続済み機器欄に表示されます。
（ペアリング完了です。）

内の番号は機器によって異なります。）

血圧計背面にあるシリアルナンバー下６桁と合っていることを確認し、８（背面）

機器の「Pr」が消えて「End」が表示されるまで待ちます。
（「End」が表示されるまで他の機器のペアリングを行わないようにしてください。）「ペアリング」をタップします。

準 備 編

機器編

使い方 編

困ったときは

４.各連携機器のペアリング①ニプロ電子血圧計NBP-1BLEをペアリングする

５

４．各連携機器のペアリング ②ニプロ電子体温計 NSM-1BLE をペアリングする②ニプロ電子体温計 NSM-1BLE をペアリングする

６４
測定器のスイッチを短押しすると液晶に「L」が表示されます。

各部の名称
スイッチ
（背面）

５４ の状態でもう一度スイッチを短押しすると液晶に「Pr」が表示され、ペアリングモードになります。

液晶

シリアルナンバー

測温部

接続時にシリアルナンバー（末尾６桁）が必要です。
あらかじめメモをとっておくと便利です。

接続中
マーク

６ 未接続機器欄に「電子体温計 NSM-1BLE」が表示されるので「接続」ボタンをタップします。

機器接続設定画面（☛P.３）の（例は電子血圧計をペアリングした後に本機（電子体温計）をペアリングするところ）

１ ～ ３ を行い、「機器接続設定」画面にします。

準 備 編

機器編

使い方 編

困ったときは

４.各連携機器のペアリング②ニプロ電子体温計NSM-1BLEをペアリングする

６

４．各連携機器のペアリング ②ニプロ電子体温計 NSM-1BLE をペアリングする

８

７
ペアリング要求のメッセージが表示されます。

（９内の番号は機器によって異なります。）

７「ペアリング」をタップします。

接続済み機器欄に表示されます。
（ペアリング完了です。）

体温計背面にあるシリアルナンバー下６桁と合っていることを確認します。

（背面）

10 機器の「Pr」が消えて「End」が表示されるまで待ちます。
（「End」が表示されるまで他の機器のペアリングを行わないようにしてください。）

準 備 編

機器編

使い方 編

困ったときは

４.各連携機器のペアリング②ニプロ電子体温計NSM-1BLEをペアリングする

７

４．各連携機器のペアリング ③マシモSETフィンガーパルスオキシメータ マイティサット をペアリングする③マシモSETフィンガーパルスオキシメータ
マイティサット をペアリングする

８４ 測定器の凹部（表裏）を両面から押してセンサパッドを開きます（右図参照）。
開くだけでペアリングモードになります。

各部の名称

５ 未接続機器欄に「SPO2モニター MightySat」が表示されるので「接続」ボタンをタップします。

凹部（表裏）（例は電子血圧計および電子体温計をペアリングした後に本機（MightySat）をペアリングするところ）

ディスプレイ
センサパッドを開いた状態

発光部

タッチパッドセンサパッドバッテリボタン

機器接続設定画面

６ 接続済み機器欄に表示されます（ペアリング完了）。

（☛P.３）の１ ～ ３ を行い、「機器接続設定」画面にします。

７ 機器の表示が消えるまで待ちます。
（表示が消えるまで他の機器のペアリングを行わないようにしてください。）

準 備 編

機器編

使い方 編

困ったときは

４.各連携機器のペアリング③マシモSETフィンガーパルスオキシメータ マイティサットをペアリングする

８

４．各連携機器のペアリング ④ニプロ医用電子血圧計 NMBP をペアリングする

９④ニプロ医用電子血圧計 NMBP をペアリングする

４

各部の名称

測定器のを長押し（３秒程度）すると室温が表示されます。

カフ液晶

（底面）

シリアルナンバー
各種ボタン
接続時にシリアルナンバー（末尾６桁）が必要です。
あらかじめメモをとっておくと便利です。

５を押しながらを短押しするとペアリングモードになります。
（☛P.３）の液晶に「Pr」と表示されます。

１ ～ ３ を行い、「機器接続設定」画面にします。

通信中マーク

機器接続設定画面

準 備 編

機器編

使い方 編

困ったときは

４.各連携機器のペアリング④ニプロ医用電子血圧計 NMBPをペアリングする

９

４．各連携機器のペアリング ④ニプロ医用電子血圧計 NMBP をペアリングする

６

１０

７
ペアリング要求のメッセージが表示されます。

未接続機器欄に「医科向け血圧計 UM-212」が表示されるので「接続」ボタンをタップします。
（例は電子血圧計、電子体温計およびMightySatをペアリングした後に本機（医用電子血圧計）をペアリングするところ）（内の番号は機器によって異なります。）

血圧計底面にあるシリアルナンバー下６桁と合っていることを確認します。

注意）
ペアリング要求の型番と、表示名が異なります。
底面
シリアルナンバー

準 備 編

機器編

使い方 編

困ったときは

４.各連携機器のペアリング④ニプロ医用電子血圧計 NMBPをペアリングする

１０

４．各連携機器のペアリング ④ニプロ医用電子血圧計 NMBP をペアリングする

８

１１９
接続済み機器欄に表示されます。
（ペアリング完了です。）「ペアリング」をタップします。

注意）
ペアリング要求の型番と、表示名が異なります。

血圧計の表示が変わります。

10
血圧計の表示が室温に変わりましたら他の機器のペアリングが可能となります。
ペアリング中（SEｔ）

準 備 編

機器編

ペアリング完了（End）

使い方 編

困ったときは

４.各連携機器のペアリング④ニプロ医用電子血圧計 NMBPをペアリングする

１１

４．各連携機器のペアリング ⑤ニプロケアファストLink® をペアリングする

１２⑤ニプロケアファストLink® をペアリングする
各部の名称

４（背面）

測定器の決定ボタンを長押し（２秒程度）して（シール部拡大）電源を入れます。

戻るボタン（）
初期画面：「測定値を見る」

シリアルナンバー決定ボタン（）

接続時にシリアルナンバー（末尾４桁）が必要です。
あらかじめメモをとっておくと便利です。

５、を押して「設定」を表示し、機器接続設定画面１ ～ ３ を行い、「機器接続設定」画面にします。
準 備 編

機器編

決定ボタン（☛P.３）の使い方 編

困ったときはをタップします。

「設定」を表示

４.各連携機器のペアリング⑤ニプロケアファストLink®をペアリングする

１２

４．各連携機器のペアリング ⑤ニプロケアファストLink® をペアリングする

６

７

８

「端末登録管理」を選択します。

「ブルートゥース」を選択します。

９

１３

10
「はい」を選択します。

「未登録」を選択します。

11「通信中」と表示されます。

アプリの未接続機器欄に「血糖測定器 ケアファストLink」が表示されるので「接続」ボタンをタップします。

機器接続設定

準 備 編

機器編

使い方 編

困ったときは

４.各連携機器のペアリング⑤ニプロケアファストLink®をペアリングする

１３

４．各連携機器のペアリング ⑤ニプロケアファストLink® をペアリングする

12

13

ペアリング要求のメッセージが表示されます。

６桁のパスワードが表示されます。

１４

14内の英数字が血糖測定器背面にある製造番号下４桁と合っていることを確認します。

＜ハートライン画面＞******

背面（15内の番号は機器によって異なります。）

16
12 のパスワードを入力し、「ペアリング」をタップします。
＜ハートライン画面＞（内の番号は機器によって異なります。）

17

接続済み機器欄に表示されます。
（ペアリング完了です。）

機器の表示が消えるまで待ちます。
（表示が消えるまで他の機器のペアリングを行わないようにしてください。）

機器接続設定機器接続設定

準 備 編

機器編

使い方 編

困ったときは

４.各連携機器のペアリング⑤ニプロケアファストLink®をペアリングする

１４

４．各連携機器のペアリング ⑥ニプロ非接触体温計 NT-100B をペアリングする

１５⑥ニプロ非接触体温計NT-100B®をペアリングする
各部の名称

スキャンボタン

４カバーをはずし、測定器上面のスキャンボタンを押して電源を入れます。

ディスプレイ「Lo」が表示されます。
プローブ
カバー

側面に「モードボタン」「メモリーボタン」がありますが、体温測定では使用しません。

電池蓋

機器接続設定画面

５
額に向けてスキャンボタンを押し、測定します。

（☛P.３）の１ ～ ３ を行い、「機器接続設定」画面にします。
測定例

準 備 編

機器編

使い方 編

困ったときは

４.各連携機器のペアリング⑥ニプロ非接触体温計NT-100B®をペアリングする

１５

４．各連携機器のペアリング ⑥ニプロ非接触体温計 NT-100B をペアリングする

１６

８

６
未接続機器欄に「非接触体温計 NT-100B」が表示されるので接続ボタンを押します。

機器の表示が消えるまで待ちます。

機器接続設定（表示が消えるまで他の機器のペアリングを行わないようにしてください。）

７
接続済み機器欄に表示されます。
（ペアリング完了です。）
機器接続設定機器接続設定

準 備 編

機器編

使い方 編

困ったときは

４.各連携機器のペアリング⑥ニプロ非接触体温計 NT-100B をペアリングする

１６

４．各連携機器のペアリング ⑥心電送信機Cocoron® をペアリングする

患者さん用

１７

⑥心電送信機Cocoron® をペアリングする 医療関係者側はペアリングできません。患者さん側のペアリング方法です。

４

各部の名称

LED

測定器の電源スイッチをONにスライドさせます。
ペアリングモードになります。

電源スイッチ
拡大

電源スイッチ
電極装着部

ON

電源スイッチ拡大

ON側にスライドさせると電源が入ります。
（LEDが点灯します。）

５
シリアルナンバー

機器接続設定画面（☛P.３）の１ ～ ３ を行い、「機器接続設定」画面にします。
準 備 編

機器編

未接続機器欄に「心電送信機 Cocoron＋シリアルナンバー」が表示されます。
背面のシリアルナンバーと合っていることを確認し、「接続」ボタンをタップします。

使い方 編

困ったときはシリアルナンバー

４.各連携機器のペアリング⑥心電送信機Cocoron®をペアリングする（患者さん用）

１７

４．各連携機器のペアリング ⑥心電送信機Cocoron® をペアリングする

患者さん用
参

１８

考

Cocoron使用時の注意点がペアリング後、心拍数計測間隔の設定ができます。

次のページにあります。

６

接続済み機器欄に表示されます。
（ペアリング完了です。）

各項目の設定は主治医の指示に従って設定してください。
＜初期設定画面＞

７

電源スイッチを「OFF」にします。

OFF（OFFにするまで他の機器のペアリングを行わないようにしてください。）

準 備 編

機器編

使い方 編

保存

困ったときはをタップすると設定が完了します。

４.各連携機器のペアリング⑥心電送信機Cocoron®をペアリングする（患者さん用）

１８

４．各連携機器のペアリング ⑥心電送信機Cocoron® をペアリングする

患者さん用

Cocoron使用時の注意点

１９

患者さん用

▶Cocoron を使用する際は、患者さんのペアリング設定において「取得したバイタルを自動送信する」 をON（緑）にしないでください。
Cocoronの仕様上、しきい値を設定している場合には、自動送信OFFの場合でもしきい値を超えたデータは自動で保存されます。
▶Cocoronとその他連携機器を併用される場合は、連携機器で測定後、患者さんの初期画面にある「見守り者へ送信」をタップしてください（右図参照）。

準 備 編

機器編

使い方 編

困ったときは４.各連携機器のペアリング⑥心電送信機Cocoron®をペアリングする（患者さん用）

１９

５．再ペアリング

２０

連携機器の交換時や接続不安定な場合は再ペアリングを行ってください。下記２カ所の接続解除が必要です。
①ニプロハートラインの「機器接続設定」からの解除②お使いの端末の「Bluetooth接続機器」からの解除

３
機器接続設定「未接続機器」欄に移動できたら解除の完了です。

（①,②とも行った後、端末の再起動を行います。）

再起動後、再度ペアリングします。

例）SPO2モニター
MightySat①ニプロハートラインの「機器接続設定」からの解除
メニューから「機器接続設定」をタップします。

１（「 」内の名称やアイコンはお使いの端末により異なります。）

解除する機器の２
機器接続設定をタップします。

例）SPO2モニター
MightySat

準 備 編②お使いの端末の「Bluetooth接続機器」からの解除

機器編

使い方 編

４

端末（スマートフォンやタブレット等）の５「Bluetooth」をタップします。

「設定」をタップします。

６「ペアリングされたデバイス」から解除したい機器の詳細「i」をタップします。

７「このデバイスの登録を解除／ペアを解除」をタップします。

８１ ～７ 後、アプリをログアウトし、端末の再起動をしてください。

再ペアリング

困ったときは再ペアリングは、上記手順で接続解除した後に行ってください。
各機器のペアリング方法は本書記載の通りです。
５．再ペアリング

２０

MEMO

準 備 編

機器編

使い方 編

困ったときは

MEMO

準 備 編

機器編

使い方 編

困ったときは