LN-150
Layout Navigator

i-Construction

はじめの一歩3 次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）に対応

機動力を向上させた
二代目杭ナビ新登場！
さらにサクサク作業が進む！
• 高低差のある現場でも活躍• 自動整準で簡単設置• スマホやタブレット端末で簡単操作• 超高速レスポンスで杭打ち（墨出し）• 多彩な現場アプリケーションに対応• 杭ナビショベルのセンサーとして対応（オプション）

3Dテクノロジーを用いた計測及び誘導システム
登録番号：KT-170034-VE

とにかく簡単！とにかく速い！
誰でも簡単に杭打ちや墨出しができる！

目指したのは 1 人でできる使いやすさ
高低差のある現場でも活躍
直径 260m、最大傾斜角 +55°と、土木の杭打ちに十分な作業エリアを確保しています。** Bluetooth 無線で接続する場合は、Bluetooth クラス 1.5
無線搭載の携帯端末をご使用ください。
なお、通信距離や通信速度は、現場の通信環境や使用する携帯端末の性能により変化します。

超高速レスポンスの杭打ちナビゲーション
毎秒 20 回の高速データ更新により、自動追尾されたプリズムの動きがリアルタイムに画面に表示されます。スムーズでストレスのない杭打ち誘導を実現しました。

自動整準で簡易設置

明るく見やすいガイドライト

電源を入れるだけで本機が自動整準を行います。面倒なネジ式の整準作業は不要です。

杭打ちラインまでの概略誘導をガイドライトが指示。赤色と緑色の点灯の誘導で簡単に杭打ちライン上に立つことができます。

Step1

Step2

Step3

三脚設置

器械設置

電源ON！
緑が見えたら右へ赤が見えたら左へ
杭打ちライン

器械設置がどこでも OK!
現場状況に合わせ任意点に本機を設置する
4 種類の方法が選択できます。盛り替え作
業を簡単にすることで作業効率が向上します。既知点設置にはレーザー求心により対応可能です。
後方交会

基準軸
（原点と基準軸）
測定

後視点（既知点）測定

後視点（原点での基準軸）測定

杭ナビショベルソフトウェア
アップグレード（オプション）“ 杭ナビ LN-150” をマシンガイダンスシステ
ム “ 杭ナビショベル ” のセンサーとして有償オプションにてご利用いただけます。
「ICT 施工」と「測量」の兼用ができ、ICT の普段使いを実現します。

3 次元設計データの普段使いを始めよう！
スマホがコントローラー

1 人で 3 次元測量ができる！
無線アンテナ

3次元設計データ

誰でも使えるシンプルボタン

ガイドライト

無線通信 LED

スマホやタブレット端末

TopLayout
基本的な 3 次元設計データの杭打ちや放射観測による 3 次元測量が行えます。

電源スイッチレーザー求心スイッチ

楽墨
住宅基礎の地縄・配置・遣り方設置が誰でも簡単に行えます。

自動整準スイッチ

通信方式も簡単切替え
無線方式切替スイッチ(Bluetooth/ 無線 LAN)

操作パネル

バッ
バッテリー

リセットスイッチ

無線 LAN モード切替スイッチ

i-Construction に対応したアプリケーションとの連動で効率的に！
FC-600/SHC600/FC-6000A
アプリケーションソフト

Android 仕様のデータコレクタ FC-600/SHC600、フィールドコントローラー FC-6000A に対応。
ワンマン観測による路線測設、横断、丁張など土木測量に最適なソフトウェアです。20Hz のデータ更新による滑らかなレスポンスと確実なプリズム追尾を実現し、観測位置をリアルタイムに把握できます。

FC-600SHC600

各種測量機器と連動

リアルタイム中心杭離れ

建 設 業 界の新スタンダード機「杭ナビ 」はもちろん、自動 追尾 / 普及型トータルステーションや GNSS 受信機との接続が可 能です。 特にハイブリッド・サーベイ・システムとの接続は、TS/GNSS の切り替えを行うことで、現場の状況に最適な測量作業が行えます。

マップ画面上の路線データに観測 タイム中の現在位置が表示され、中心杭からの水平離れおよび設計面からの垂直離れが確認できます。これ
らの数値はリアルタイムに表示されるため、常に中心杭からの離れを把 握でき、 素 早
くダイレクトに求めるポイントへ移動することができます。

簡単
切替

離れ量

リアル

FC-6000A

SPECIFICATIONS
製品名

LN-150

測定可能範囲

距離 0.9 〜 130 ｍ *1
高度角 +55°
高度角 -30°

測定精度
自動整準範囲測距精度 (3.0+2ppm x D) ｍｍ *2/ 測角精度 5” *3
± 3°

傾斜補正部
自動追尾部

モーター駆動部

LN-150 標準構成品

ガイドライト121111111111

LN-150 本体
バッテリー (BDC72)
充電器 (CDC77)
電源ケーブル (EDC113)
360°プリズム (ATP2SII)
ピンポール (PP4)
石突き (AP66)
格納ケース
背負いベルトワイピングクロス
保証書
レーザー警告標識

レーザー求心部

方式 液体式 2 軸傾斜センサー
補正範囲 ± 6'
自動追尾可能距離 0.9 〜 130m *1
駆動範囲 360°（水平方向）
最高回転速度 60°／秒（10rpm）
光源 発光ダイオード（LED）（赤 626nm ／緑 524nm）
視認可能範囲 水平 8°以上（全幅：7m、距離 50m にて）
光源 レーザーダイオード（クラス 2）
波長 635nm

W-LAN 802.11 n/b/g 対応 通信可能範囲 100 ｍ *4Bluetooth Version 5.0 (Bluetooth Low Energy)
クラス 1.5 通信可能範囲 130 ｍ *5

通信部
電源部
寸法
質量
使用温度範囲耐環境性

標準バッテリー BDC72 リチウムイオン電池
連続使用時間（20 ℃）約 5 時間
185(W) × 198(D) × 322（H)mm
約 4Kg（バッテリーを含む）
使用温度範囲 -20 〜 +50 ℃ ( 結露しないこと )保存温度範囲 -30 〜 +60 ℃ ( 結露しないこと )防塵・防水性 IP65

*1*2
*3*4

ATP2/ATP2SII 使用時 測定気象条件：雨天 / 濃霧 / 強い陽炎の発生等、悪天候を除く。
JIS B 7912-4:2006 準拠。D は測定距離、単位は mm。
標準偏差
通信距離 / 速度は使用環境や使用される携帯端末に依存します。
通信機器間付近に障害物が無く、電波発信・妨害・電波障害の発生する場所が近くにないこと。近くを走行する自動車による通信の遮断や発生するノイズの影響の無いこと。また、天候が雨天の場合を除く*5 通信間付近一帯に障害物がなく、電波発信・妨害する施設や車がほとんどない場合で雨天を除く。
なお、接続する Bluetooth 機器の仕様によっては、通信距離が短くなる場合があります。

アクセサリー（オプション）

ハンドグリップ SB190

360°プリズム ATP2

ATP ガード（360°プリズムプロテクター）

キャンディーミラー
CM-7PPO
常に高い精度を保持するため、年に1〜2回は、最寄りの営業窓口による定期点検を受けることをおすすめします。
● i-Constructionは、国土交通省国土技術政策総合研究所の登録商標です。
●「Android」、「Google」、「Google Play」は、Google LLCの商標または登録商標です。
● App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
● Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
● その他カタログ記載の製品名等は各社の商標または登録商標です。
● カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
● カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。

ー 建設の未来がここにある ーhttps://www.topconsokkia.co.jp
アウラ

商 品 に 関 するお 問 い 合 わ せトプコン測量機器コールセンター

0120-54-1199（フリーダイヤル）注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ご用命は受付時間9:00〜17:00（土・日・祝日・弊社休業日は除く）

本社 スマートインフラ事業管理部 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1
TEL (03)3558-2948 FAX(03)3558-2654
ホームページ https://www.topcon.co.jp

本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672
札幌オフィス仙台オフィス

東京オフィス名古屋オフィス

大阪オフィス福岡オフィス©2022

Printed in Japan 2022 07-100 P-259-9