管理医療機器 歯冠用硬質レジン

新 たなる 発 想

クラレノリタケ デンタル株式会社

さら な る 向 上 と 新 た な る 発 想1989年に当社初の歯冠用硬質レジン「セシード® 」を発売しました。
以降、開発を重ね「セシード®Ⅱ」、「エプリコード® 」と、色調表現性や操作性の向上は勿論のこと、口腔内での長期安定を目指し、機械的特性や金属接着性の向上に真摯に取り組んで参りました。
「セシード® N」は歴代製品の基本性能を継承しながら、色調表現性と操作性を改良・改善した製品です。

優れた色調表現
セシード® Nには、ボディレジンを積層するマルチカラーシステム、カラーコートを使用して単層で製作するワンボディシステムの2つのシステムがあります。
また、マルチカラーシステムとカラーコートを併用することで色調表現を効率的に行うこともできます。

マルチカラーシステム

ワンボディシステム

カラーコートの基 本

オ ペ ーク操 作 時 間 の 短 縮プレオペークは、オペークよりもリテンションビーズ下部に流し込みやすい性状と高い硬化深度を有しています。そのため、後に塗布するオペークの塗布回数を減らせるとともに、オペーク操作全体の時間短縮が可能です。
■オペークの硬化深度（mm）

セシード®N
セシード®N（オペーク A3O）

エプリコード®

（オペーク OA3）

0重合装置

0.62

（プレオペークPO）

アルファライト® V

0.19

プレオペーク■歯科技工用重合装置（秒）

オペークレジン
プレオペーク

その他

1030

3090

アルファライト®Ⅲ

0.17

アルファライト®ⅡN
0.25

0.50.75●弊社測定のデータ：条件等により数値は異なります。
測定条件：（（株）モリタ東京製作所）、「セシード®Ｎ」（プレオペーク）：10
試験片φ4 2mm，
「アルファライト®V」（ オペークＡ3O）･「 エプリコード ®」（ オペークOＡ3）：30秒、マイクロメーター
秒、「 セシード ®Ｎ」（A50）

アルファライト®Ⅱ
一般医療機器 歯科技工用重合装置医療機器届出番号：11B2X00071000027
アルファライト® V
医療機器届出番号：11B2X00071000021
アルファライト®Ⅲ
アルファライト®ⅡN 製造業許可番号：11BZ0106®
製造業許可番号：11BZ0106
アルファライト Ⅱ
製造販売元：株式会社モリタ東京製作所 埼玉県北足立郡伊奈町小室7129

操 作 時 の 気 泡 混 入を抑 制
ボディは良好な形態保持性と適度なぬれ性を有しています。また、エナメルおよびトランスルーセントは、ボディと馴染みやすく薄く伸しやすい性状です。そのため、操作時の気泡の混入を抑えられます。

特性

ボディ

エナメル

トランスルーセント

技術の継承■機械的強度、金属接着性、およびオペークプライマーによるオペークレジンの硬化促進作用（オペークレジンの重合には光照射が必要です。
）

光
オペーク
オペークプライマー

硬化促進部

メタル

オペークプライマーとオペークレジンの硬化｢セシード®Ｎ｣のオペークレジンは光照射により硬化します。
また、オペークプライマーとの接触により硬化促進作用があります。

金属接着強さエプリコード®

セシード®N

2022348357

41440.010

0.012

0.5480.404※1（MPa）

圧縮強さ※2（MPa）

表面硬さ※3（Hｖ）

摩耗量 エナメル質側（mm3）

摩耗量 レジン側（mm3）

※4※4

測定条件：
※1 キャストウェルMC、サンドブラスト後アロイプライマー、オペークプライマー処理。
「アルファライト®Ⅲ」90秒、37℃水中浸漬1日。
オートグラフAG-I 100ｋN（（株）島津製作所）、クロスヘッドスピード2mm/min※2 試験片φ4 4mm,「アルファライト®V」（（株）モリタ東京製作所）
で90秒 2回、オートグラフAG-I 100kN（（株）島津製作所）、クロスヘッドスピード2mm/min※3 JIS T6517(2011)および
ISO10477:2004(E)に準用※4 ラインフェルダー式摩耗試験機、荷重8kgf、10万回、室温下で水中浸漬、試験片φ10mm半透明半球状の型に充填、「アルファライト®ⅡN」（（株）
モリタ東京製作所）
で180秒照射、「エステニア®C&B」研磨材、耐水研磨紙#80→#1000 ●弊社測定のデータ：条件等により数値は異なります。

マルチカラーシステムの 特 長

さらなる向 上 へ

当社従来品より構成品の操作性や色調を見直し、より使いやすく、高審美な修復に対応するシステムです。
カラーコートを併用することでより簡便で高度な色調表現が可能となりました。

エナメル
トランスルーセント

1. オペークレジン

オペーク
ボディ

2. ボディレジン

オペークプライマー塗布・乾燥後、プレオペーク、サービカル、ボディ、エナメル、トランスルーセント

オペークを各々塗布・重合します。

を各々築盛・重合し歯冠形態を回復します。

サービカル

艶 出 し 方 法 を 選 択 できま す
カラーコートにより、色調調整だけでなく滑沢な表面性状が表現でき、通法の研磨剤による艶出しでは表現できない審美的な修復が行えます。

仕上げ、カラーコートプライマーの塗布・乾燥

カラーコートの塗布・重合完成色 調 の 補 正 が 簡 単 に 行 えま す
硬質レジンは限られた厚みの中で色調を表現するため高度なテクニックを要しますが、カラーコートを使用することにより思い通りの色調が容易に表現できます。

形態修正後

カラーコートプライマーの塗布・乾燥カラーコートの塗布・重合完成

（クリアー1)
切端から歯頸部にかけて薄く塗布します。

カラーコート3.

本品は硬質レジン表面の着色、表面滑沢化を可能とする材料です。
マルチカラーシステムやワンボディシスカラーコートによる艶出しテムと併用することで、硬質レジンの技工操作を効率的に行うことができます。

3.
研磨による艶出し

優れた表 面 滑 沢 耐 久 性
カラーコートは多官能アクリレートと表面処理シリカ系マイクロフィラーを配合しているため、「ダイナシール®」に比べ、優れた硬度と耐摩耗性を有しています。更に、シランカップリング剤を配合したカラーコートプライマーを併用することにより、カラーコートとボディレジンが強固に接着されます。そのため、口腔内における経時的な摩耗や剥離が生じにくく、表面滑沢性が保たれます。

■ボディレジンに対する接着強さ
（MPa）

1514

カラーコート
塗布面■カラーコートの表面滑沢耐久性（クリアー 1）（歯ブラシ摩耗試験40,000回後の表面）

研磨面

カラーコート
塗布面（クリアー1）

研磨面

10

ハブラシ
摩耗

40,000回後

530

カラーコートプライマー ダイナシール ®
＋カラーコート（クリアー1）

初期

摩耗試験後

測定条件：鏡面研磨面、オートグラフAG-I 100ｋN（（株）島津製作所）、クロスヘッドスピード2mm/min●弊社測定のデータ：条件等により数値は異なります。

研磨面 「ダイナシール ®」塗布面

研磨面 「ダイナシール ®」塗布面

ホワイト&ホワイトライオン（ライオン（株））の40wt%水スラリーに浸漬後、歯ブラシ（ビトイーンライオンレギュラー・ライオン（株））
で250g荷重下にて往復40,000回実施。
●印刷のため実際の色調と異なる場合があります。 ●弊社測定のデータ：条件等により状況は異なります。

マルチカラーシステムの 操 作ステップ
カラーコートを併用することで硬質レジン前装冠の製作が効率的に行えます。

「セシード®Ｎ｣の電子添文に記載の使用方法｢1.前装冠の製作｣を示します。

メタルフレームを製作します。
その後、前装面のサンドブラスト処理を行います。
1 通法にしたがい作業用模型を製作し、（メタルフレームが貴金属合金の場合は、金属接着性プライマーを塗布し自然乾燥します。
）

2 オペークプライマーの塗布・乾燥

3 プレオペークの塗布・重合

メタルフレーム前装面に塗布後、エアーブローまたは30秒間自然乾燥して、揮発成分を蒸散させます。

平筆でメタルフレーム前装面に塗布し、光重合します。
重合したプレオペーク及びベースマテリアルの上に、オポンティック部にボディレジン（ベースマテリアル） ペークプライマーを塗 布・乾 燥させた後、オペーク※※を築盛し、前装スペースを揃え光重合します。
（UOとWO以外）を塗布し光重合します。

5 サービカルの築盛・予備重合

6 ボディの築盛・予備重合

7 エナメルの築盛・予備重合

マージン部から歯冠長の歯頸部寄り1/4 〜 1/5に向歯冠の基本的な色調を再現するように築盛し、予備歯冠長の切端寄り1/5 〜 1/6に薄く築盛し、予備重8 トランスルーセントの築盛

9 ボディレジンの最終重合

10 形態修整※
かって薄くなるように築盛し、予備重合します。

歯冠長の切端寄り1/2に薄く築盛します。必要に応じて、コンタクト部分にボディレジンを築盛します。

4 オペークの塗布・重合※※
重合します。

※

最終重合します。

※電子添文記載の｢光重合器と照射時間｣にしたがって重合します。 ●ご使用に際しましては各製品の電子添文等を必ずお読みください。

※合します。

カーバイトバー、カーボランダムポイント等により、形態修整を行います。

写真提供：株式会社カスプデンタルサプライ

山田和伸先生カラーコートによる 艶 出 し

11 仕上げ、カラーコートプライマーの塗布
レジン表面をペーパーコーン等で粗造化し洗浄した後、カラーコートプライマーを塗布し乾燥します。

重合
12 カラーコートの塗布、13 完 成

カラーコートを混和皿に適量滴下し、筆等を用いてレジン表面に薄く塗布し光重合します。

また は研 磨 による 艶 出 し

11 仕上げ12 研 磨13 完 成シリコンポイント等で、レジン表面についたカーボランダムの圧痕を落としながら形態を整えます。

ブラシ、布バフ等に研磨剤をつけ、研磨・艶出しをします。

カラーコートによるCAD/CAM冠の仕上げ、研磨※
使用方法「3.人工歯冠（歯科用陶材、無機フィラーを含むレジン系材料）の補修」の一部を記載しています。

1 カラーコートプライマーの塗布

2 カラーコートの塗布・重合

3 完成

カラーコート※詳細は電子添文を参照ください。

ワンボディシステムの 特 長

新 たなる発 想 へ

歯冠形態を単層により製作し、色調表現（A,B,Cシェード対応）と表面滑沢処理を可能とするカラーコートで仕上げるシステムです。

1. オペークレジン

2. ボディレジン

3. カラーコート

オペークプライマー塗布・乾燥後、プレオペーク、オペークを各々塗布・重合します。

本品のみで最終的な歯冠形態を回復します。

（A＋、B＋又はC＋) （クリアー1)（PO及びUO又はWO）

オペークレジン
ボディレジン
カラーコート（UB又はWB）

切端から歯頸部に指定のシェードにかけて薄く塗布従い歯頸部寄り2/3に塗布します。 します。

シン プ ル な 構 成
使用頻度の少ないシェードの指定があった場合、カラーコートを使用することで、新たにオペークレジン、ボディレジンを購入することなく色調が表現できます。

13シェード を、2 組 のオペークレジン、ボディレジンと3色 のカラーコートの組み合わせでA2の表現

A3の表現 A3.5の表現

13シェード対応！

製作できます。

A＋A1

A2A3B＋

B1

B2

B3

A3.5

A4B4
クリアー1C＋C2

C1PO+WO

オペークレジン

WB

ボディレジン

C3PO+UO

オペークレジン

C4UB

ボディレジンワンボディシステムの 操 作ステップ
本システムにより、硬質レジンジャケット冠の製作が効率的に行えます。

「セシード®Ｎ｣の電子添文に記載の使用方法「２.ジャケット冠の製作」を示します。

1 作業用模型の製作

2 レジン分離材の塗布

3 オペークレジンの塗布・重合

歯型の分割、トリミングを行って作業用模型を完成します。

ジャケット冠の脱型を容易にするため、支台歯のマージン部を除く部分にジャケットスペーサー、マージン部にマージンセップを塗布します。

オペークプライマーを塗布・乾燥した後、プレオペー
ク、オペークレジン（UO又はWO）を塗布・重合します。

4 ボディレジンの築盛・重合

5 形態修整6 レジン表面の粗造化・洗浄

ボディレジン（UB又はWB）を築盛し歯冠形態を回復します。
コンタクト部分にボディレジンを築盛した後、最終重合を行います。

カーバイトバー、カーボランダムポイント等により形態修正を行います。

ペーパーコーン等で表面を粗造化した後、スチームクリーナー又は超音波洗浄器等でレジン表面を洗浄し十分に乾燥します。

7 カラーコートプライマーの塗布・乾燥

8 カラーコートの塗布・重合

9 完成

カラーコートプライマーを塗布し、乾燥させます。

カラーコートを筆等を用いてレジン表面に薄く塗布し重合します。

※電子添文記載の｢光重合器と照射時間｣にしたがって重合します。 ●ご使用に際しましては各製品の電子添文等を必ずお読みください。

写真提供：株式会社カスプデンタルサプライ

山田和伸先生管理医療機器 歯冠用硬質レジン

医療機器認証番号 ： 225ABBZX00173000

マルチカラーシステム

セット

スターターセット

A3セット

POPO

オペーク

A2O, A3O, A3.5O

A3O

サービカル

CV1, CV2

CV1

ボディA2B, A3B, A3.5B

A3B

エナメル

E2, E3E3

トランス
ルーセント

T0T0

オペークプライマー○○

ボディレジン3本パック

構成品
オペー ク
レジン

プレオペークボディレジン

リペアーリキッド
付属品○○

小筆（S）4本, 小筆（SO）2本,混和皿（EPR）8枚

小筆（S）2本, 小筆（SO）1本,混和皿（EPR）1枚■オペークプライマー

共 通

容量

プレオペークPO

オペーク

A1O、A2O、A3O、A3.5O、A4O、Ｂ2Ｏ、B3O、C3O
B1O、B4O、C1O、C2O、C4O、
Ｄ2Ｏ、
Ｄ3Ｏ、
Ｄ4Ｏ

A+、B+、C+

IO、P、W

5.5mL

単品

硬化深度及び流動性が高いペーストで前装冠製作時に第一層目のオペークとして用いることにより操作効率が高まります。

容量3.3g/2.0mL

金属色の遮蔽と共に色調の下地を作るために使用する材料で、光照射により硬化します。オペークプライマー塗布面と接触することにより硬化が促進されます。

3.3g/2.0mL

単体またはオペークと混合して使用します。Pは主に歯肉色の下地として使用します。

1.6g/1.0mL■ボディレジン

1.6g/1.0mL

容量

歯頸部付近の色調を強く表現したい場合などに用います。

4.6g/2.6mL

オペーシャスボディ OBA1、OBA2、OBA3、OBA3.5、OBA4ボディの透明度を下げた（不透明にした）材料です。
ボ
ディの下地に使用することで、深みのある色調表現が可能となります。

4.6g/2.6mL

ボディ

歯冠の基本的な色調を表現するために用います。

4.6g/2.6mL

CV1、CV2、CV3、CV4、CV5
CV6、CV7、CV8

A1Ｂ、A2Ｂ、Ａ3B、A3.5B、A4B、B2B、B3B、C3B

エナメルE2、E3、E4

2.3g/1.3mL

2.3g/1.3mL

B1B、B4B、C1B、C2B、C4B、D2B、D3B、D4B
エナメル質の色調を表現するために用います。

4.6g/2.6mL
2.3g/1.3mLE1※赤字：半量シリンジ

E2, E3, T 0 , CV1

容量■オペークレジン

サービカル

A2B, A3B, A3.5B,

クリアー１、
クリアー２、ホワイト、サービカル１、サービカル２
インサイザルブルー２

9mL

マルチカラーシステム

オペーク
モディファイヤー

T 0は4.7g／2.6mL）■カラーコート

リン酸エステル系モノマー（MDP）を含有し、金属とオペークレジンを接着するため及びオペークレジンの硬化を促進するために用います。

単 品

同色3本パック（4.6g／2.6mL、トランスルーセント

T0、
TN、TE1、TE2

切端部の透明感を表現するために用います。

4.7g/2.6mL

エフェクト

TB、CW、CCV、CE、SB

個性的な色調を表現するために用います。

4.7g/2.6mL

歯肉色

Tissue1、Tissue2

歯肉の色調を表現するために用います。

4.6g/2.6mL

ベースマテリアル

BASE

ポンティックの穴埋め用のペーストです。

4.7g/2.6mL

レジン表面の滑沢性付与、色調調整及びキャラクタライズに用います。

ワンボディシステム

セット

スターターセット（PO：プレオペーク入り）

構成品
オペーク
レジン
ボディ
レジン

プレオペーク

PO

オペーク

UO

ボディ

UB
A＋, クリアー1

カラーコート○オペークプライマー○

カラーコートプライマー

小筆（S）2本, 小筆（SO）1本,混和皿（TM）8枚

付属品■カラーコートプライマー■リペアーリキッド

シランカップリング剤を含有するカラーコート用接着材で、ボディレジンとカラーコートを接着するために用います。

予備重合したボディレジンに塗布し、積層するボディレジンとのなじみを良くする場合や、重合したボディレジンを形態修整後、追加修整・補修する場合に用います。

容量4mL

容量

ワンボディシステム

6mL

単品■オペークレジン

容量

プレオペーク

PO

硬化深度及び流動性が高いペーストで前装冠製作時に第一層目のオペークとして用いることにより操作効率が高まります。

3.3g/2.0mL

オペーク

UO、
WO

金属色の遮蔽と共に色調の下地を作るために使用する材料で、光照射により硬化します。
オペークプライマー塗布面と接触することにより硬化が促進されます。

3.3g/2.0mL

UB、WB

歯冠の基本的な色調を表現するために用います。
なお、UBは通常の症例、WBは明度の高い色調を表現する症例に使用します。

■ボディレジン
ボディ容量

関連商品

アルファライト® V

一般医療機器 歯科技工用重合装置

医療機器届出番号 ：11B2X00071000027

製造販売元：
株式会社モリタ東京製作所
埼玉県北足立郡伊奈町小室7129■重合時間

4.6g/2.6mL

本品の重合に使用する歯科技工用重合装置と照射時間は以下のとおりです。

■歯科技工用重合装置

重合装置

アルファライト® Vアルファライト®Ⅲアルファライト®ⅡN
アルファライト®Ⅱ

オペークレジン

ボディレジン（秒）

カラーコート

プレオペークその他

予備重合最終重合103010903030902018090

一般医療機器 歯科技工用重合装置
医療機器届出番号：11B2X00071000027 アルファライト®Ⅲ 医療機器届出番号：11B2X00071000021
アルファライト® Vアルファライト®ⅡN 製造業許可番号：11BZ0106
アルファライト®Ⅱ 製造業許可番号：11BZ0106
製造販売元：株式会社モリタ東京製作所 埼玉県北足立郡伊奈町小室7129

色調構成表■マルチカラーシステムの色調構成表
目標とする色調

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3D4

オペー クレジン

プレオペーク

赤字：半量シリンジ 青字：3本パックもご用意しています。
●印刷のため実際の色調と異なる場合があります。

●色見本の厚み：オペークレジン（0.25mm ただしPは0.10mm）、
ボディレジン（1.00mm）

PO

オペーク
A1O

A2O

A3O

A3.5O

B1O

A4O

B2O

オペーク
モディファイヤー

B4O

B3O

IO

サービカル

―P

C2O

C4O

C3O

D2O

D3O

D4O

W

―
CV1

オペーシャスボディC1O―CV2

CV3CV4

CV5CV6

CV7

CV8―――――――――――

A4B

B1B

B2B

B3B

B4B

C1B

C2B

C3B

C4B

D2B

D3B

D4B

E4E1E2

E1

E2

E3

E4

E2

OBA1

OBA2

OBA3

OBA3.5

OBA4A1BA2B

A3B

A3.5B

ボディ

ボディレジン

エナメル
E2

E3

トランス
ルーセント

E3

T0

TN

TE1

■カラーコートの使用用途
A＋E3

A系色の色調表現に使用します。

B＋

TE2

B系色の色調表現に使用します。

エフェクト
TB

CCV

CW

SB

CE

C＋C系色の色調表現に使用します。

歯肉色
Tissue1

ベース
マテリアル

Tissue2

クリアー 1

無色透明な色調です。

（必ず歯科技工用重合装置を使用してください。
）

BASE

クリアー 2■ワンボディシステムの色調構成表
目標とする色調

オペー クレジン

プレオペークA1A2

無色透明な色調です。

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

PO

――

オペーク
WO

ボディレジン

UB

UO

UO

UO

―――

WO

WO

―――

UB

WB

――
WB

C+

B+

クリアー1● ダイナシール®

WBA+

クリアー2

ホワイト

サービカル1

サービカル2 インサイザルブルー2

管理医療機器 歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材 医療機器承認番号：20900BZZ00992000● エプリコード®

サービカル 1歯頸部の色調表現に使用します。

サービカル 2UBWB

カラーコート

白帯や明度を上げる場合に使用します。

―WO

ボディ

（チェアサイドで使用する場合、クリアー 1の代わりに本品を使用ください。
）

ホワイトPOUOC4UB

歯頸部の色調表現に使用します。

―

インサイザルブルー 2切縁部及び隣接部の透明感の表現に使用します。

●印刷のため実際の色調と異なる場合があります。 ●色 見 本 の 厚 み：オ ペ ー ク レ ジ ン 、カ ラ ー コ ー ト（0.25mm）、ボディレジン（1.00mm）●カラーコートは塗布する厚みによって色調を調整できます。

管理医療機器 歯冠用硬質レジン 医療機器承認番号：21500BZZ00034000● 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。 ● ご使用に際しましては、製品の電子添文等を必ずお読みください。 ● 仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
● 出典のない測定データはクラレノリタケデンタル株式会社によるものです。 ● 本品の重合に使用する歯科技工用重合装置および歯科重合用光照射器につきましては電子添文等をお読みください。

製品・各種技術に関するお問い合わせ
クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

クラレノリタケデンタル公式アプリ

ホームページ

平日 10：00 〜17：00
連絡先〒100- 0004 東京都千代田区大手町2丁目6- 4
製造販売元〒959- 2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

販売

常盤橋タワー〒564 -8650 大阪府吹田市垂水町 3 - 33-18 TEL.（06）6380 -2525〒110 - 8513 東京都台東区上野2 -11-15TEL.（03）3834 - 6161
お客様相談センター：0800- 222- 8020http://www.dental-plaza.com

・｢セシード｣、｢エプリコード｣「エステニア」
及び｢ダイナシール｣は株式会社クラレの登録商標です。
・「アルファライト｣は株式会社モリタ東京製作所の登録商標です。

サポート OS バージョン iOS 13.7 以上 / Android 9.0 以上
T655-04 07／ 2023