MP1590B
ネットワーク パフォーマンス テスタ
アプリケーション

Converged Network を支えるOne Box Tester

OTN、
SDH/SONET、EoS、Ethernet、Jitter測定を1台でMP1590B ネットワーク パフォーマンス テスタは、OTN、SDH/SONET、PDH、DSn に関連する装置・デバイスなどのパフォーマンス試験やジッタ測定に加え、次世代ネットワークと呼ばれる、OTN、EoS、バーチャル コンカチネーション、
LCASの測定に対応します。MP1590Bは弊社IP測定器MD1230シリーズのEthernetプラグインモジュールをそのまま利用でき、IP ネットワークの測定も同じ筐体で実現します。さらに電気差動インターフェース搭載ユニットおよびジッタ測
定ユニットの組合せで、XFP など光モジュールのための正確なジッタ測定ソリューションを提供します。
プラグインユニットの組合せにより、OTN 測定、SDH/SONET 測定、EoS 測定、Ethernet 測定、ジッタ測定など、多種多様なネットワークが結合された次世代ネットワークのための測定を実現します。

2

■ EoS機能測定■ PDH/DSn/SDH/SONET/OTN（1.5 Mbit/s 〜
10.7 Gbit/s）のインタフェースに1台で対応

EoSユニット（MU150101A）
はGFP-F、LEX、LAPS（X.86）、PPP、
CiscoHDLC、MAPOS のカプセル方式に対応しています。EoS

MP1590Bは、PDH (2.048、8.448、34.368、139.264 Mbit/s)、

フレームでの負荷試験、120 種類以上のリアルタイムカウンタを

DSn (1.544、44.736 Mbit/s)、STM-0/1/64、STS-1/3/192 の電利用したエラー/アラーム検出、キャプチャ解析機能による

気インタフェースとSTM-0/1/4/16/64、STS-1/3/12/48/192、Ethernet、EoSフレーム等のプロトコル解析に対応します。

OTU-1 、OTU-2 の光インタフェースに1台で対応することができます。

■ バーチャルコンカチネーション■電気差動インタフェース テストソリューション
バーチャル・コンカチネーションマッピングと任意のコンカ
チネーションマッピングに対応します。

9953 Mbit/s、10.3 Gbit/s および10.7 Gbit/s 電気差動インタ

もちろん、Differential Delayにも対応しており、装置やデバイ

フェース対応ユニットとジッタユニットの組合せにより、スにDelayを付加した状態で、各種測定が可能です。

XFP など光トランシーバモジュールの正確なジッタ量を測定

ローオーダーのバーチャルコンカチネーション利用時には、できます。繊細な特性を持つ電気差動インタフェースを搭載

AU4/STS3をまたぐメンバー設定にも対応します。

している非測定物向けに、確立したジッタ測定ソリューショ
ンおよび様々な問題・現象をクリアするための的確な情報を提供します。

バーチャルコンカチネーション

SDH

SONET

デバイスやモジュールに対する測定に加え、トランシーバモ

VC-4-Xv (X=1〜16)
VC-3-Xv (X=1〜48)
AU4-VC-3-Xv (X=1〜48)
VC-12-Xv(X=1〜63)
VC-11-Xv(X=1〜64)

ジュールを装着する伝送装置や評価基板の電気差動インタフ
ェース (光トランシーバモジュールとの接合部分)のジッタ評
価 (ホストシステム評価)も測定可能です。

STS3cSPE-Xv (X=1〜16)
STS1cSPE-Xv (X=1〜48)
STS3cSPE-VC-3-Xv (X=1〜48)
VT2SPE-Xv(X=1〜63)
VT1.5-Xv(X=1〜64)■ 高精度ジッタ測定
10/10.7Gジッタユニットを装着することにより、SDH/SONET(52〜9953 MHz)、 OTU-1 (2.66 GHz)、 OTU-2 (10.71 GHz)、
10.3 GHzの ジ ッ タ 発 生 と 測 定 が で き ま す 。 ITU-T Rec.

■ LCAS測定

G.783、 G.825、 G.8251、 Telcordia GR-253に準拠したジッEoSユニットはLCASの測定に対応しています。Sink側、Source

タ耐力測定やジッタ伝達特性測定が可能です。また、高精度側の各メンバの状態を一目で把握できるサマリ機能、複数のジッタ測定オプションの搭載により、高確度・高再現性のもシーケンスパターンの発生が可能なLCAS送信機能、最大64シとでジッタジェネレーション測定が可能となります。測定結ーケンスのキャプチャが可能な LCAS キャプチャ機能を搭載し果は数値とグラフに表示し、合否判定を簡単に行えます。

ています。これらの機能により、複雑な LCASの機能を簡単な操作で検証できます。

■ ITU-T G.709 OTN 測定
ITU-T G.709 に 準 拠した OTU-1（ 2.66 Gbit/s）、OTU-2（ 10.71■ Ethernet/IP 測定

Gbit/s）のオーバーヘッドの設定とモニタが可能です。また、マMP1590Bは弊社IP測定器MD1230用の10M/100M、ギガビッ

ルチフレーム OH の設定/モニタも簡単に行えます。エラー/

ト、10ギガビットのEthernetモジュールをそのまま使用する

アラームの発生/検出機能により、OTN 装置の機能を試験できことができます。これにより、多種の条件に対応可能な QoSます。特に MP1590B が持つランダムエラー挿入機能により、測定や、多段 VLAN、送信クロック可変といった、本格的なOTN装置のFEC機能を評価することができます。また、可変光IP測定に対応します。各種ユニット/モジュールは独立して使減衰機能を内蔵可能なため、装置の入力パワーに対するエラー用できるため、OTN、SDH/SONET、Ethernet、IP、改善率の試験もMP1590B単体で行えます。

TCP/UDPといった多様な測定に1台で対応できます。

3

EoS、VCAT、LCASテストソリューション
LAN（Local Area Network）の世界で需要が増えつづけているEthernet を、WAN（Wide Area Network）の世界で高い信頼性を誇る
SDH/SONET で伝送する EoS（Ethernet over SDH/SONET）技術は、次世代ネットワーク技術の一つとして高い注目を集めています。要求の高まるこれら次世代ネットワークの測定に対して、アンリツは EoS、バーチャルコンカチネーション、LCAS の試験に対応したユニット（MU150101A）をご用意しました。

■ EoSソリューション

■ バーチャルコンカチネーション
オプション（MU150101A-11/-12）により下記バーチャルコンカチ

EoS

ネーションに対応します。
STM-16

AUG

STM-4

OC3/12/48, STM-1/4/16
VT-1.5/2, STS1/3, VC-11/12/3/4
GFP-F, LAPS, LEX

AU4

VC4-Xv

C4

AU3

VC3-Xv

C3

VC12-Xv

C12

VC11-Xv

C11

STM-1

SDH modeSTS-48

Ethernet Frame

MP1590B

STS-3

STS3c SPE

STS-12Ethernet Frame

STS-3

EoS 測定は GFP-F、LEX、LAPS(X.86)に対応し、スループッ
ト等のパフォーマンス測定、EoS カプセル方式の検証、エラー、アラーム測定が可能です。

STS3cSPE-Xv

STS3cSPE

VC3-Xv
STS1 SPE

STS1cSPE-Xv

STS1cSPE

VT2SPE-Xv

VT2SPE

VT1.5-Xv

VT1.5SPESONET mode

各種Ethernetモジュールと組み合わせることで、クライアン■ バーチャルコンカチネーションメンバ設定

トデータとEoSレイヤとのシームレスな測定環境を1台で実現します。

バーチャルコンカチネーショングループ (VCG)はクリック一つでメンバの位置 (チャンネル）と順序 (SQ）
を自由に設定できます。VCG自動検出機能を搭載しており、接続先のVCG設定を■ EoS測定（フレーム発生、カウンタ、キャプチャ）

簡単に測定器に取り込めます。＊ 1
ローオーダのバーチャルコンカチネーション利用時には、

GbE/GFP 測定例

AUGをまたぐメンバー設定にも対応します。

DUT
GbE

MP1590B

GFP

1 GbE
2.5 G
SONET/SDH

NextGeneration
ADM

発生する EoS フレームは、GFP-F、VLAN、MPLS、IP、
TCP/UDP等多種のプロトコルを発生可能です。
ネットワークを流れるデータは、120種類以上のリアルタイム
カウンタ機能により、SDH/SONET、EoS、Ethernet/IP 等複数のレイヤにまたがるエラー／アラーム測定が可能です。
また、EoS、Ethernet、IPのプロトコル解析のために、256MBのバッファを備えた EoS フレームのキャプチャ機能を搭載しています。
これらの機能により、パフォーマンス測定、トラブルシュー＊1：自動検出機能は LCAS オプションが必要です。また接続先も LCAS に対応している必要があります。

ティングを効率的に実現します。

4

■ ディファレンシャル ディレイ

■ LCAS

オプション（MU150101A-14）によりバーチャルコンカチネーション

オプション（MU150101A-13）によりLCAS測定に対応します。

のディファレンシャル ディレイ測定に対応します。

LCAS のエミュレーション、LCAS シーケンスの発生、モニディレイモニタ機能で、各VCGメンバの遅延状態、相関関係

タ、キャプチャ、サマリ機能を装備しています。

を一目で確認できます。

LCASシーケンス発生機能は最大64個のLCASシーケンスを作成し、発生/保存できます。複数の LCAS シーケンスを使った機能評価を容易に行えます。
LCASキャプチャ機能は、最大64シーケンスをキャプチャするこ
ディレイ発生機能で、VCGメンバ毎に最大 512 msのディレとが可能で、LCASシーケンスの詳細動作を解析できます。

イを独立に付加できます。ディレイの挿入は直接ディレイを挿入する方法に加え、徐々にディレイを変化させていく
Sweepモードを搭載しています。
Sweep モードを利用することで、絶えず状態の変化する実ネットワークに近い状態で、装置のディファレンシャル ディレ
イ耐性を検証できます。
本機能は、対向接続、スルーモード接続の両方に対応します。
Target A

Target B■ Path Monitor
VCG全メンバのエラー/アラームを個別に測定できます。EoS、バーチャルコンカチネーション、LCAS の測定中にエラーがStep: 各Channelを順番に変動
Simultaneous: 各Channelを同時に変動発生したかどうか、また、エラー発生時にはどのメンバでエラーが発生したのかを確認でき、詳細な測定が可能です。

ExamplePresent
0ms

(2)
(1)

Target A
256ms

(3)

Target B
0ms

繰り返し

5

Ethernet テストソリューション
■ Ethernet 測定ソリューション

■ Ethernet フレームでの BER測定

弊社 IP 測定器 MD1230 用の Ethernet モジュールを MP1590B

オプション (P1590B-11/13）によりパケットBER 測定に対応しでそのまま使用できます 。10M/100M、ギガビット、10 ギガビッ

ます。フレームのデータフィールドに測定用のパターンとシーケトのインタフェースに対応した本格的なIP測定器としても利用

ンスナンバを挿入し、ネットワーク機器のビット誤り、フレームの損できます。

失や順序入れ替えの測定が可能です。

＊1

Ethernet のパフォーマンス測定、トラフィック測定、プロト
コル解析機能といった基本測定から、 IPv6 測定、RFC2544

連番+PRBS9

DUT/RFC2889の自動測定、オートネゴシエーション解析等の幅広いソリューションを提供します。
＊ 1 ：使用可能な Ethernet モジュール、オプションについてはセレクション
ガイドの項目を参照ください。

シーケンスエラー：1■ システムの QoS検証■ 送信クロック可変機能
Ethernet モジュールは QoSカウンタを標準で備えています。
VLANタグ、TOSフィールドをIDとして8段階の優先度をリアル

MU120121A/MU120122Aモジュールは送信信号のクロック可変

タイムに確認できます。

機能を搭載しています。本機能を利用して装置/デバイスのクロック耐性を測定できます。

ネットワークモニタリング

送信クロック耐性検証
Tx

Rx

DUT
様々な優先順位のフレームを送信送信クロック可変

Tx–100 ppm Rx–100 ppmは？
Tx+100 ppm Rx–100 ppmは？
Tx–100 ppm Rx+100 ppmは？
Tx+100 ppm Rx+100 ppmは？

8段階のQoSカウンタを
同時に測定

対応/IF

10/100BASE-T
1000BASE-X
1000BASE-T

MU120121A/MU120122Aモジュールは更に、最大65536種類の■ Ethereal®

QoS測定が可能なマルチフローカウンタ機能に対応しています。
任意のフィールドをIDとして利用でき、負荷調整機能や、高度標準搭載の解析機能の他に、Ethereal® を利用したプロトコル解な優先制御システムの検証を実現します。

析が可能です。最新のプロトコルに迅速に対応できます。＊ 2
40 Mbit/s
ID1: 10M
ID2: 10M
ID3: 10M
ID4: 10M

QoS Control
ID1: 10 M bps
ID2: Best Effort
ID3: Best Effort
ID4: 100% cut

20 Mbit/s＊2：Ethereal® は米国 Ethereal Inc.の登録商標です。オープンソフトウェア
ですので、購入費用は発生しませんが、インストールはお客様ご自身に行っていただく必要があります。

ID1: 10M
ID2: 5M
ID3: 5M
ID4: 0M

6

OTN テストソリューション
ITU-T G.709に準拠した OTU-1（ 2.66 Gbit/s）とOTU-2（ 10.71■ ランダムエラー挿入&FECデコーダ試験

Gbit/s）のフレームおよび 2.66/10.71 Gbit/sノンフレーム（Noframe）での送受信が行えます。またマッピングクライアントを

ランダムエラー挿入機能により、DUT の FEC 機能が ITU-T

STM-64/STS-192 や STM-16/STS-48 に設定することにより、G.709に準拠しているかを評価することができます。光出力パワ

SDH/SONET で用いられている様々なマッピングも設定するこー可変機能（オプション 04）により装置の入力パワーに対するエとができます。

ラー改善率の試験も1台のMP1590Bだけで行えます。

OTU-2

ODU2
No frame

OPU2

STM-64/STS192 Async/Sync
NULL
PRBS

従来方式
FEC

OTU-2 (10.71 Gbit/s)のマッピング画面
OTU-1

ODU1
No frame

OPU1

STM-16/STS48
NULL
PRBS

DUT

コンバータ

Async/Sync

可変光ATT（例）
MP1570A

新方式
ランダムエラー挿入機能
FEC評価には必須機能であり、●OTU-1 (2.66 Gbit/s)のマッピング画面

従来のエラー挿入方式では評
価不可能■ オーバーヘッドの設定

DUT
MP1590B

光出力パワー可変により外部の装置を必要とせず、
MP1590BだけでDUTのFECデコーダの性能試験が可能。

すべてのオーバーヘッド（パリティ、MFAS、JCを除く）に対して、任意に設定が可能です。また、TTI などのマルチフレームのオーバーヘッドも簡単に設定できます。

■ スルーモード
OTNのマッピングにおいて、トランスペアレントとオーバーヘッ
ド・オーバーライトの2種類のスルーモードを選択できます。スルー信号へエラー/アラーム挿入も可能です。

トランスペアレント●

受信した信号をそのまま折り返して出力します。ランダムエラーを挿入することができます。
MP1590B

Rx
オーバーヘッドの設定

Tx●■ エラー/アラーム試験

オーバーヘッド・オーバーライト

受信した信号のオーバーヘッド部分をMP1590Bで設定したオー
FAS、BIP-8、BEI などのエラーや LOF、LOM、AIS などのアラバーヘッドまたはプログラムしたデータに置き換えて出力しまームを任意のタイミングで発生し、MP1590B でモニタすることがす。

できます。これにより、OTN装置のストレステストが可能です。
MP1590B

Rx
Tx

エラー/アラーム測定

7

SDH/SONET、PDH、DSnテストソリューション
1.5 Mbit/s〜 10 Gbit/sまでのマッピングルートを設定できます。
SDH、SONET、日本のマッピング、欧州系のPDH、北米系のDSnに対応しています。
STM-64AUG

AU-4

FDDI (Async.)

VC-4

STM-16

139M (Async.)

x3

Bulk

STM-4
x3

STM-1

TU-3

TUG-3

VC-3

34M (Async.)

x7

AU-3

STM-0

34M (Sync.)

45M (Async.)

VC-3

Bulk

x7

TU-2

TUG-2

VC-2

Bulk
6M (Async.)
6M (Bit sync.)

x3

mc
TU-12

VC-12

2M (Async.)
2M (Bit sync. F)
2M (Byte sync. F)
Bulk

x4

TU-11

VC-11

1.5M (Async.)
1.5M (Bit sync. F)
1.5M (Byte sync. F)
Bulk
384k D/V
Byte D/V

マッピングストラクチャ（SDH）

STS-192

STS-3

FDDI (Async.)

STS3cSPE

STS-48139M (Async.)

x3

Bulk

STS-12
STS-3

x3

TU-3

TUG-3

VC-3

x7

STS-1

34M (Sync.)
34M (Async.)

STS1SPE

45M (Async.)
Bulk

x7

VT6

VTG

VT6SPE

Bulk
6M (Async.)
6M (Bit sync.)

x3

mc
VT2

VT2SPE

2M (Async.)
2M (Bit sync. F)
2M (Byte sync. F)

x4

Bulk
VT1.5

VT1.5SPE

1.5M (Async.)
1.5M (Bit sync. F)
1.5M (Byte sync. F)
Bulk
384k D/V

マッピングストラクチャ（SONET）

8

Byte D/V■ コンカチネーションマッピング■ APS機能

コンカチネーションマッピングでは、STM-1cからSTM-64c/STS-3c

Automatic Protection Switch（APS）の切替え時間の設定がからSTS-192cまで設定できます。さらに、VC4-64c/STS-192cSPE、行えます。エラー/アラームが発生してから解除するまでの時間

VC4-16c/STS-48cSPE などの従来のコンカチネーションマッピンを測定するSwitching Timeの試験が行えます。装置の切り替

グに加え、VC4-nc/STS3ncSPE の任意のコンカチネーション

え時間をミリ秒の精度で測定します。

（Arbitrary Concatenation）にも対応しています。
●

STM-64c
STM-16c
STM-4cx4x4
x4

STM-1c

STS48cSTS12c

x4
x4
x4

STS3c

Error/Alarm
コマンドを検出

Bulk

VC4-16c

Bulk

VC4-4cBulk

Error/Alarm

Error/Alarm

VC4c

Bulk

発生

解除

VC4-nc

Bulk

Switching Time

コンカチネーションマッピング（SDH）
STS192c

Switch Time

VC4-64c

STS192cSPE

Bulk

STS48cSPE

Bulk

STS12cSPE

Bulk

STS3cSPE

Bulk

STS3∗ncSPE

Bulk

コンカチネーションマッピング（SONET）■ Add/Drop 機能
SDH/SONETビットレートでPDH/DSnマッピングのとき、PDH/
DSn信号をSDH/SONETへAddおよびPDH/DSn信号をSDH/
SONET 信号からDropすることができます。
また、オプション（MU150100A-09）を実装することで、下記のAdd（Insert）/Drop（Extract）の機能が追加されます。
・Add（Insert）
STM-0/1/4/16、OC-1/3/12/48 信号を STM-64/OC192 信号へ
Add（Insert）できます。
・Drop（Extract）
STM-64/OC192 信号から STM-0/1/4/16、OC-1/3/12/48 信号
をDrop（Extract）できます。

注1：送受信のビットレートがともに9953M時に本機能が有効となります。
注2：Add機能ON時は出力されるSTM-64信号がAddされた信号に同期します。
注3：本機能ON時は付加/測定可能なエラー/アラームの種類に制限が発生します。
注4：本機能はMU150100A-07と同時実装できません。

9ジッタ、ワンダ テストソリューション
10/10.7Gジッタユニット (MU150125A) はSDH/SONETに対応し■ 再評価設定機能

た 52 Mbit/s〜 10 Gbit/sまでのジッタ発生と測定ができます。
オプション05を装備することで、OTU-1 (2.66 Gbit/s)とOTU-2

ジッタ耐力試験やジッタ伝達試験を測定した後に、設定マス(10.71 Gbit/s)におけるジッタ測定に対応しオプション 06 を装クを変更し、そのマスクと測定結果の客観的な比較ができま

備することで、10.3 GHzクロックのジッタ測定に対応します。

す。比較結果を参考にマスクやテーブルの変更をすることで、詳細なジッタ測定結果を得られます。

MU150125A 10/10.7G ジッタユニット
ビットレート
9953M/10.7G/
10.3G

2488M/2666M

622M

156M
52M

Txレンジ
4000 UI
80 UI
8 UI
0.5 UI
1000 UI
20 UI
2 UI
0.5 UI
250 UI
80 UI
20 UI
2 UI
80 UI
20 UI
2 UI
20 UI
2 UI

変調周波数
0.1〜600 Hz
0.1〜1 MHz
0.1〜4 MHz
500 kHz〜80 MHz
0.1〜600 Hz
0.1〜1 MHz
0.1〜4 MHz
500 kHz〜20 MHz
0.1〜15 kHz
0.1〜60 kHz
0.1〜600 kHz
0.1〜5 MHz
0.1〜150 kHz
0.1〜1.5 MHz
0.1〜3.8 MHz
0.1〜500 kHz
0.1〜1.3 MHz■ ワンダ測定
最大 400,000 UIp-p までのワンダ発生ができます。測定結果
はDC 〜10 Hz、 DC 〜0.01 Hz、 0.01 〜10 Hz の3つの帯域における結果を表示することができます。
MP1580A ポータブル2.5 G/10 Gアナライザ と組合せることにより MTIE、TDEV 試験を行うことが出来ます。

基本測定であるジッタ耐力 (Jitter tolerance)試験やジッタ伝
達 (Jitter transfer)試験の自動測定においては、ITU-T Rec.
G.783/G.825/G.8251および Telecodia GR-253 ＊ に対応したマスクを用意しています。また、ユーザによる自由なマスク設定も可能です。
＊：ジッタ伝達試験マスクの上限値はブレークポイント（fc）の100倍の変調周波数です。

10電気差動インタフェーステストソリューション
9953M/10.3G/10.7G bit/s 用電気差動インタフェースを持つ■ 電気差動I/Fジッタ測定のパイオニアとしてMU150121B、MU150123B、MU150124B と MU150125A ジ
ッ タ ユ ニ ッ ト を 組 合 せ て 実 装 す る こ と で 、 XFP (10電気差動インタフェースジッタ測定ソリューションを確立す

Gigabit(X) Form-factor Pluggable)など光トランシーバモるために、多くの実験・評価を行いました。様々な問題・現ジュールの電気差動インタフェース部でのジッタ測定が、象を解決・整理することで、ユーザーに対し的確な情報を提1 台の MP1590B で可能となります。

供できます。

■ 電気差動I/F には電気差動I/Fを…
真のジッタ量を得るために■ 多彩な測定ソリューション

これまでは、フレーム付信号を使用した電気インタフェース

XFPなどの光トランシーバーモジュール、CDRなどのデバイのジッタ測定は、シングルエンド電気インタフェースで測定

スの評価 (モジュール評価) に加え、伝送装置や評価基板のを行ってきました。しかし、XFP など光トランシーバーモジ

電気差動インターフェース (光トランシーバーモジュールとュールの電気差動インタフェースをシングルエンド電気インの接合部分)のジッタ評価 (ホストシステム評価) も可能です。

タフェースにしてジッタを評価すると、極性・テストパター

また、電気・光の同時出力により、非測定物内部の信号干渉

ンなどの影響を受けて、ジッタ量が大きく変化します。これに影響されない評価ができます。

では正確なジッタ量を測定できません。
このため、XFP などの電気差動インタフェースをジッタ測定＜測定ソリューション例＞

するときは、電気差動インタフェースのまま測定を行う必要

Transmitter 評価があります。

■ 電気差動 I/F でのジッタ基本測定およびユニー
クな機能を搭載

XFP Evaluation Board
JitterTolerance

JitterTransfer

MP1590B with Diff I/F

Optical Data

電気差動インタフェース対応ユニットとジッタユニットを組
Jitter
Generation

合せることにより、ジッタ基本測定 (ジッタ耐力、ジッタ伝

Reference Clock達、ジッタ発生)を行うことが出来ます。さらに、電気出力レベル可変や光・電気同時出力、電気入力しきい値可変 (シンDifferential Data

グルエンド)などユニークな機能を搭載しています。
これまで、複数の測定器を必要としたモジュールやデバイス

Host Board評価のインタフェースの性能評価を、正確に効率よく行うことができます。

Transmission
Equipment

Jitter
Generation

MP1590B with Diff I/F

JitterTolerance

11

Differential Data

Host
Evaluation
Board
Host
Evaluation
Board高精度ジッタ測定
高精度ジッタ測定オプション (MP1590B オプション30) を搭載■ 基準送信部のジッタ量を保証することにより、高精度かつ高い再現性のもとで、ジッタジェネレーション測定を提供します。

MP1590B の送信ジッタジェネレーションを保証します。

MU50125A 10/10.7Gジッタユニットは、2005年4月版ITU-T

MP1590B送信部のジッタ量を既知の値としてお客様へご提供

O.172により、正確に校正、性能保証されていますが、本オプすることにより、MP1590Bの送信部を 基準送信部 (Golden

ションを搭載することにより、さらなるチューニングを施しTX) として使用することができます。

て高精度・高確度なジッタ測定性能を実現しています。

Note1：
本オプションは 9953 Mbit/s 時のジッタジェネレーション測定を対象とし、指定のユニットを装着時に効果が有効となります。

ジッタジェネレーション測定
Note2：
本オプションはオプション取り付け時のユニット構成にて性能を保証するオプションです。オプション取り付け後、ユニ■ ±20 mUIp-pの確度を持つ
ジッタジェネレーション測定

ットの入れ替えを行うと性能は保証されません。本オプショ
ン取り付け時のユニット構成以外の場合、本オプションの性

ITU-T O.172 勧告では、20 kHz+80 MHzでのフィルタ精度能を保証できませんが、その他の機能は通常の性能保証およを± 150 mUIpp以内であればよいとしていますが、これをび動作をいたします。

±20 mUIppの精度で保証するものです。
Note3：
本オプションは、定期的な校正が必要です。本オプションの
DUT 規格値

推奨校正期間は出荷後または校正後１年間です。

ITU-T 規格値
with Option30
測定表示値
誤差 +/-20 mUIp-p

最大誤差 +/- R% +/- W UIp-p
R : Max 20%, W : 35 mUIp-p
100mUIのJitterに対し、+/55mUIp-pの誤差を生じる。

DUT
ジッタジェネレーション
真値

DUT

with
Option30より 真値 に近い値を表示できる
ITU-T■ ±5 mUIp-p ＊のジッタジェネレーション測定の再現性を保証
ジッタ測定における測定結果の再現性は、重要な要因になっています。
お客さまへ安定した測定結果を提供するために、± 5 mUIppのジッタジェネレーション測定再現性を規格値として保証します。
＊：同一測定条件において、５回測定した結果による平均値を５回算出したときの再現性確度。

12

豊富な機能■ 外部光入力機能■ リモートコントロール

MU150134A 10/10.7G送信オプティカルユニット（外部変調）を別売でコントロールソフトウェア(MX159001B)をご用意しま用いることにより、外部で発生した波長にしたがって OTN、した。本ソフトウェアにより、PC上から測定器と同じGUIでSDH/SONET の試験をすることができます。

MP1590Bをリモートコントロールできます。

極めて良好な波形品質および低ジッタ特性を持っており、ジッタ

マルチユーザにも対応しており、ポートシェアにより最大8人測定用の基準光源に適しています。

が1台のMP1590Bを同時に利用できます。
10/10 Mb Hub

λλ

波長可変光源tt

DUT
Remote Users

MP1590B
本体も8台まで
カスケード接続可能■ 光パワー測定、光減衰機能
光インタフェースを用いるときは、入力された光信号の平均パワーを測定することができます。光減衰機能（オプション04）により、光出力レベルを30 dB（2.6G以下）/ 20 dB（10G/10.7G）まで減衰させることができます。

■ トリガ出力受信した信号から外部の装置に対しトリガを出力することができます。トリガ出力はクロック出力やクロックを分周した出力またはフレームに同期した出力になります。
例えば、トリガ出力を外部のオシロスコープにつなぐことにより、MP1590B によるエラー/アラームの評価とオシロスコープによる入力波形の評価とが同時に行えます。

MP1590B

Data

サンプリング オシロスコープ

Sync. output（1/16 クロック同期/フレーム同期信号）

13

User 1

User 2User 3

セレクションガイド
■ メインフレーム
MP1590B Network Performance Tester

主な規格
搭載 OS : Windows XP
リモートコマンド用インタフェース : Ethernet、 RS-232C、 GPIB
インタフェース : Keyboard、 USB (前面 2 ポート)、 Compact Flash、
外部 VGA 出力
スロット数 : 6 スロット

■ 対応ユニット/モジュール一覧
MU150100A 10/10.7G ユニット

MU150101A 2.5/2.6G EoS ユニット

MU150121A 10/10.7G 送信オプティカルユニット

MU150121B 10/10.7G 送信オプティカル/エレクトリカル
ユニット

MU150122A 10/10.7G 受信オプティカルユニット (ナロー)MU150123A 10/10.7G 受信オプティカルユニット (ワイド)

MU150123B 10/10.7G 受信オプティカル/エレクトリカル
ユニット (ワイド)

MU150124B 10.3G 受信オプティカル/エレクトリカル
ユニット (ワイド)

MU150125A 10/10.7G ジッタユニット

MU150134A 10/10.7G 送信オプティカルユニット(外部変調)

MU120101A 10M/100M イーサネットモジュール

MU120111A 10/100M イーサネットモジュール

MU120102A ギガビットイーサネットモジュール

MU120112A ギガビットイーサネットモジュール

MU120121A 10/100/1000M イーサネットモジュール

MU120122A ギガビットイーサネットモジュール

MU120118B 10 ギガビットイーサネットモジュール

MU120118C 10 ギガビットイーサネットモジュール14

■ インタフェースユニット 対応機能一覧
Compliance Test

Bitrate（bit/s）
MU150100A
MU150101A
MU150121A
MU150121B
MU150122A
MU150123A
MU150123B
MU150124B
MU150125A
MU150134A

1.5M to 10.7G
1.5M to 2.6G ＊ 1
10/10.7G
10/10.7G
10/10.7G
10/10.7G
10/10.7G
10.3G
156M to 10.7G
10/10.7G

インタフェース

EoS Test Jitter Test

PDH/DSnSDH/SONETOTN

Optical

√
√

√
√

√
√

√ (2.6Gまで)
√
√
√
√
√
√
√

√＊1

電気差動I/F

外部変調光

√
√
√

√
√

＊ 1 : EoS測定は、156M、 622M、 2.4G (光) のみに対応します。

■ Compliance Test
BitrateSlot 1
Slot 2
Slot 3
Slot 4
Slot 5
Slot 6

1.5M to 2.66G
MU150101A
Blank or Ethernet module
Blank or Ethernet module
Blank or Ethernet module
Blank or Ethernet module

BitrateSlot 1
Slot 2
Slot 3
Slot 4
Slot 5
Slot 6

1.5M to 10.7G
MU150100A
MU150121A or 121B or 134A
MU150122A or 123A or 123B
Blank or Ethernet module
Blank or Ethernet module

使用Bitrate 1.5M to 2.66Gの場合
必須ユニットはMU150101Aのみ。スロット 3〜6はBlank もしくは Ethernetモジュールを使用可能。
使用Bitrate 1.5M to 10.7Gの場合
必須ユニットはMU150100A、及び、E/Oユニット 及び、O/Eユニット。
スロット5、6 は Blank もしくは Ethernetモジュールを使用可能。
E/Oユニットは、下記のうち１つを選択
MU150121A : 10/10.7G用 光送信ユニット
MU150121B : 10/10.7G用 電気差動I/F 及び 光送信ユニット
MU150134A : 10/10.7G用 外部変調光送信ユニット
O/Eユニットは、下記のうち１つを選択
MU150122A : 10/10.7G用光受信ユニット
MU150123A : 10/10.7G用 光受信ユニット (Jitter Testと兼用の場合にこちらを使用)
MU150123B : 10/10.7G用 電気差動I/F 及び 光受信ユニット■ EoS Test
BitrateSlot 1
Slot 2
Slot 3
Slot 4
Slot 5
Slot 6

156M, 622M, 2.4G
MU150101A
Blank or Ethernet module
Blank or Ethernet module
Blank or Ethernet module
Blank or Ethernet module

使用Bitrate 156M、 622M、 2.4Gの場合必須ユニットはMU150101Aのみ。スロット 3〜6はBlank もしくは Ethernetモジュールを使用可能。

■ Jitter Test
BitrateSlot 1
Slot 2
Slot 3
Slot 4
Slot 5
Slot 6

156M to 2.66G
MU150101A
Blank or Ethernet module
Blank or Ethernet module
MU150125A

BitrateSlot 1
Slot 2
Slot 3
Slot 4
Slot 5
Slot 6

156M to 10.7G
MU150100A
MU150121A or 121B or 134A
MU150123A or 123B or 124B
MU150125A

使用Bitrate 156M to 2.66Gの場合
必須ユニットはMU150101A 及び MU150125A。スロット3、 4はBlank もしくは Ethernetモジュールを使用可能。
使用Bitrate 156M to 10.7Gの場合
必須ユニットはMU150100A、及び、MU150125A、及び、E/Oユニット 及び、O/Eユニット。
E/Oユニットは、下記のうち１つを選択
MU150121A : 10/10.7G用 光送信ユニット
MU150121B : 10/10.7G用 電気差動I/F 及び 光送信ユニット
MU150134A : 10/10.7G用 外部変調光送信ユニット
O/Eユニットは、下記のうち１つを選択
MU150123A : 10/10.7G用光受信ユニット
MU150123B : 10/10.7G用 電気差動I/F 及び 光受信ユニット
MU150124B : 10.3G用 光受信ユニット (MU150100A-08、 MU150125A-06オプションが必須)

15

■ モジュール枚数制限
ケース1 ： Ethernetモジュールだけを使用する場合(MU150100A/101A/125Aを使用しない)(1) MU120118A/B/Cは 1 枚のみ挿入可能(2) MU120121A/122A、MU120118A/B/Cは合計で2枚まで挿入可能(3) MU120121A/122A、MU120118A/B/Cは合計で2枚挿入した場合は、その他のEthernetモジュールは使用不可
MU120121A/122A、MU120118A/B/Cを使用しない、もしくはいずれか1枚だけ使用する場合は、その他のEthernetモジュールには制限無し
ケース2 ： Jitter測定と同時に使用する場合(MU150100A or 101Aと MU150125Aを使用)(1) MU120118A/B/Cは挿入不可(2) MU120112Aは 1 枚のみ挿入可能(3) MU120121A/122Aはいずれか1枚のみ挿入可能(4) MU120121A/122Aを 1 枚挿入した場合には、その他のEthernetモジュールは使用不可
MU120121A/122Aを使用しない場合、その他のEthernetモジュールには制限無し
ケース3：OTN、SDH/SONET測定と同時に使用する場合(MU150100A or MU150101Aを使用)(1) MU120121A/122A、MU120118A/B/Cは合計で1枚のみ挿入可能(2) MU120101Aは 2 枚まで挿入可能(3) MU120102Aは 2 枚まで挿入可能(4) MU120111Aは 2 枚まで挿入可能(5) MU120112Aは 2 枚まで挿入可能(6) MU120101Aを 2 枚とMU120102Aを2枚は同時挿入不可■ スロット位置制限
Module

名称

Slot1

Slot3

Slot4

Slot5

Slot6

√

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

√

√

√

-

-

√

√

√

√

10/100M Ethernet Module

-

-

√

√

√

√

Giga-bit Ethernet Module

-

-

√

√

√

√

-

-

-

MU150100A ＊ 1

10/10.7G Unit

MU150101A ＊ 1

2.5/2.6G EoS Unit

MU150121A

10/10.7G Optical Unit (Tx)-

MU150121B

10/10.7G Optical/Electrical Unit (Tx)-

MU150122A

10/10.7G Optical Unit (Rx Narrow)

MU150123A

10/10.7G Optical Unit (Rx Wide)

MU150123B/24B

10/10.7G Optical Electrical Unit (Rx Wide)-

MU150125A ＊ 1

10/10.7G Jitter Unit-

MU150134A

10/10.7G Optical Unit (Tx Ex. MOD)-

MU120101A

10M/100M Ethernet Module

MU120102A

Giga-bit Ethernet Module

MU120111A
MU120112A

MU120118A/B/C ＊ 1 10 Giga-bit Ethernet Module

Slot2

√

√

√

-

MU120121A

10M/100M/1000M Ethernet Module

-

-

√

√

√

√

MU120122A

Giga-bit Ethernet Module

-

-

√

√

√

√

√ ・・・ モジュールが装着できるスロットを示します。
−・・・ モジュールが装着できないスロットを示します。
＊ 1 ・・・２つのスロットを使用します。

16

■ イーサネットモジュール対応インタフェース一覧
Port
8
8
2
2
4
2/2 ＊ 1
2
1

MU120101A
MU120111A
MU150102A
MU120112A
MU120121A
MU120122A
MU120118A/B
MU120118C

10BASE-T√√

100BASE-TX
√
√

√
√

1000BASE-T

1000BASE-X

√
√

√
√
√

√
√

10GBASE-X√√√＊1 : 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用２ポート、1000BASE-X用２ポート■ イーサネット/EoS機能一覧
形名

MU120101A

MU120111A

MU120121A

MU120102A

MU120112A

MU120122A MU120118B/C MU150101A

クロック可変√√Auto MDI/MDI-X

√

√

√ ＊1

送信機能
ストリーム送信機能

√

√

√

√

√

√

多段VLANタグ

√

√

√

√

MACアドレスインクリメント

√

√

√

√

√

√

√

√

IPアドレスインクリメント

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

TCP/UDPポート番号インクリメント
テストフレーム付加

√ ＊2

√

√

ハードウェアランダムパターン

√

測定機能
カウンタ

√

√

√

√

√

√

マルチフローカウンタ

√
√

キャプチャ

√

√

√

√

√

√

√

√

デコード

√

√

√

√

√

√

√

√

レイテンシ

√

√

√

√

√

√

√

Ping

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Ping6（opt12）√

アライバルタイム測定

√

√

√

√

√

√

√

√

スルーモード

√

√

√

√

√

√

√

√

モニタモード

√

√

√

√

√

√

√

√

アドレススワップモード

√

√

√

√

アンフレームBER測定

√

√

√

√

√

√ ＊3

√

パケットBER測定（opt11）

√

√

√

√

√

√

√

√

√

オートネゴシエーション解析（opt15）
リンクフォールトシグナリング（opt16）√

XENPAK測定（opt13）√

自動測定
RFC2544√

RFC2889（opt10）

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

プロトコルエミュレーション
ARP

√

√

√

√

√

√

√

ICMP

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

IGAP（opt14）

√

√

√

√

√

MLD（opt12）

√

√

√

√

√

MPLS（LDP/CR-LDP）（opt08）

√

√

√

√

√

MPLS（RSVP-TE）（opt09）

√

√

√

√

√

OSPF（opt07）
BGP-4

√ ＊4

ICMPv6（opt12）
IGMP

√

√ ＊4
√

＊1 ：Option 13 XENPAK測定が必要です。また、このモジュールのクロック可変機能はXAUIのみに影響します。
＊2：他のモジュールに送った際に、パケットBER測定は行えません。
＊ 3 ：Option 13 XENPAK測定が必要です。
＊4：エミュレートできる仮想ルータの数が8までとなります。

17

√

√

オーダリング・インフォメーション
ご契約にあたっては、形名・記号、品名、数量をご指定下さい
形名・記号
MP1590B

J0491＊1
J0670A＊1
F0105
E0010
B0329G
J0907Q
J0908
E0008A
W2428AW
J0617B＊2、＊3
J0635A＊5
J0739G＊4
J1200＊6
J0747B＊7
J0747C＊8
J1003N＊9
J1003P＊9
J1003Q＊10､＊11
J1003R＊9
J1003S＊8
J0994 ＊12

MU150100A＊13
MU150101A＊13
MU150121A＊13
MU150121B ＊13
MU150122A
MU150123A
MU150123B
MU150124B
MU150125A
MU150134A
MU120101A
MU120102A ＊ 14
MU120111A
MU120112A ＊ 14
MU120118B ＊ 16
MU120118C ＊ 16
MU120121A
MU120122A ＊ 15

品

名

形名・記号

−本 体−
ネットワーク パフォーマンス テスタ−標準付属品−
電源コード（シールド付）、2.6 m ：電源コードL 形（C7）、2.5 m ：ヒューズ、10 A ：側面保護蓋：
フロントカバー（3/4MW4U）：
リモートインターロックコード：
リモートインターロック終端器：
光出力制御キー：
MP1590B 取扱説明書 CD-ROM ：交換可能光コネクタ（FC-PC）：
光ファイバケーブル（SM、両端FC-SPCコネクタ）、1 ｍ：
FC-PANDA型アダプタ：
偏波保存ファイバ、0.5 m ：
固定減衰器（10 dB, FCコネクタ）：
固定減衰器（15 dB, FCコネクタ）：
セミリジットケーブル（136.6 mm）：
セミリジットケーブル（96 mm）：
セミリジットケーブル（75.6 mm）：
セミリジットケーブル（55.3 mm）：
セミリジットケーブル（56.5 mm）：
50 Ω終端器

1本
1本
2個
1個
1個
1本
1個
2個
1部
1 個/2 個
1本
2個
1本
1個
1個
2個
1個
1 個/2 個
1個
1個

−ユニット/モジュール−10/10.7G ユニット
2.5/2.6G EoS ユニット
10/10.7G 送信オプティカルユニット
10/10.7G 送信オプティカル/エレクトリカルユニット
10/10.7G 受信オプティカルユニット（ナロー）
10/10.7G 受信オプティカルユニット（ワイド）
10/10.7G 受信オプティカル/エレクトリカルユニット（ワイド）
10.3G 受信オプティカル/エレクトリカルユニット（ワイド）
10/10.7G ジッタユニット
10/10.7G 送信オプティカルユニット（外部変調）
10M/100M イーサネット モジュール
ギガビット イーサネット モジュール
10/100M イーサネット モジュール
ギガビット イーサネット モジュール
10ギガビット イーサネット モジュール
10ギガビット イーサネット モジュール
10/100/1000 M イーサネット モジュール
ギガビット イーサネット モジュール

MX159001B-05
MX159001B-08−ソフトウェア−ネットワーク パフォーマンス テスタ コントロール
ソフトウェア５ライセンス
８ライセンス

MP1590B-01
MP1590B-02
MP1590B-03
MP1590B-07
MP1590B-08
MP1590B-09
MP1590B-10
MP1590B-11
MP1590B-12
MP1590B-13
MP1590B-14
MP1590B-15
MP1590B-16
MP1590B-30＊17−オプション−
RS-232CGPIBLANOSPF プロトコル
MPLS（LDP/CR-LDP）プロトコル
MPLS（RSVP）プロトコル
RFC2889 ベンチマークテスト
パケットBER測定
IPv6 拡張XENPAK測定
IGAP プロトコル
オートネゴシエーション解析
リンクフォールトシグナリング
高精度ジッタ測定

MX159001B

MU150100A-01
MU150100A-02
MU150100A-03
MU150100A-04
MU150100A-05
MU150100A-07 ＊18
MU150100A-08
MU150100A-09 ＊18
MU150100A-38＊19
MU150100A-39＊19
MU150100A-40＊19
MU150100A-43＊19
MU150101A-01
MU150101A-02
MU150101A-03
MU150101A-04
MU150101A-05
MU150101A-06
MU150101A-07
MU150101A-11
MU150101A-12
MU150101A-13 ＊20
MU150101A-14 ＊20
MU150101A-38＊19
MU150101A-39＊19
MU150101A-40＊19
MU150101A-43＊19
MU150121A-01
MU150121A-02
MU150121A-03
MU150121A-04
MU150121A-38＊19
MU150121A-39＊19
MU150121A-40＊19
MU150121A-43＊19
MU150121B-01
MU150121B-02
MU150121B-03
MU150121B-04
MU150121B-38＊19
MU150121B-39 ＊19
MU150121B-40 ＊19
MU150121B-43 ＊19
MU150122A-38＊17
MU150122A-39＊17
MU150122A-40＊17
MU150122A-43＊17
MU150123A-05
MU150123A-38＊17
MU150123A-39＊17
MU150123A-40＊17
MU150123A-43＊17
MU150123B-05
MU150123B-38＊19
MU150123B-39 ＊19
MU150123B-40 ＊19
MU150123B-43 ＊19
MU150124B-38＊19
MU150124B-39 ＊19
MU150124B-40 ＊19
MU150124B-43 ＊19
MU150125A-01
MU150125A-05
MU150125A-06
MU150134A-04
MU150134A-38＊19
MU150134A-39＊19
MU150134A-40＊19
MU150134A-43＊1918品
波長 1.31 μm
波長 1.55 μm
波長 1.31/1.55 μm
光出力パワー可変
OTU1/OTU2
10/10.7Gマイナスオプション
10.3G
インサート／エクストラクト
ST コネクタ
DINコネクタSCコネクタHMS-10/A コネクタ
波長 1.31 μm
波長 1.55 μm
波長 1.31/1.55 μm
光出力パワー可変OTU1
GFP-F/LEX/LAPSPOSHO Virtual Concatenation
LO Virtual Concatenation
LCAS
ディファレンシャルディレイ
ST コネクタ
DINコネクタSCコネクタHMS-10/A コネクタ
波長 1.31 μm
波長 1.55 μm
波長 1.31/1.55 μm
光出力パワー可変
ST コネクタ
DINコネクタSCコネクタHMS-10/A コネクタ
波長 1.31 μm
波長 1.55 μm
波長 1.31/1.55 μm
光出力パワー可変
ST コネクタ
DINコネクタSCコネクタHMS-10/A コネクタ
ST コネクタ
DINコネクタSCコネクタHMS-10/A コネクタ
OTU2ST コネクタ
DINコネクタSCコネクタHMS-10/A コネクタ
OTU2ST コネクタ
DINコネクタSCコネクタHMS-10/A コネクタ
ST コネクタ
DINコネクタSCコネクタHMS-10/A コネクタ
ワンダ測定
OTU1/OTU2
10.3G
光出力パワー可変
ST コネクタ
DINコネクタSCコネクタHMS-10/A コネクタ

名

形名・記号

品

名MP1590B-90
MU150100A-90
MU150101A-90
MU150121A-90
MU150121B-90
MU150122A-90
MU150123A-90
MU150123B-90
MU150124B-90
MU150125A-90
MU150134A-90
MU120101A-90
MU120102A-90
MU120111A-90
MU120112A-90
MU120118B-90
MU120118C-90
MU120121A-90
MU120122A-90−保証サービス−
3 年保証サービス
3 年保証サービス
3 年保証サービス
3 年保証サービス
3 年保証サービス
3 年保証サービス
3 年保証サービス
3 年保証サービス
3 年保証サービス
3 年保証サービス
3 年保証サービス
3 年保証サービス
3 年保証サービス
3 年保証サービス
3 年保証サービス
3 年保証サービス
3 年保証サービス
3 年保証サービス
3 年保証サービス

J0796A
J0796B
J0796C
J0796DJ0796E
J0617B
J1200
J0747B
J0747C
J0747DJ1049A
J1049B
J1049C
J0635A
J0635B
J0635C
J0660B
J0773B
J1119B
J1271
J1272
J1273
J1274
Z0478
J1003N
J1003P
J1003Q
J1003R
J1003S
J0775DJ0776DJ0322B
J0162A
J0162B
J0845A
J0008
G0105A
G0106A
G0107A
G0108A
G0124A
G0136
G0137
G0138
G0139
G0126A
G0131
G0132−応用部品−
STコネクタ（交換可能、保護キャップ付、1 組）
DINコネクタ（交換可能、保護キャップ付、1 組）
SCコネクタ（交換可能、保護キャップ付、1 組）
HMS-10/A コネクタ（交換可能、保護キャップ付、1 組）
FCコネクタ（交換可能、キャップ付、1 組）
交換可能光コネクタ（FC-PC）
偏波保存ファイバ（FC・ PANDAコード）、0.5 ｍ
固定減衰器（10 dB, FCコネクタ）
固定減衰器（15 dB, FCコネクタ）
固定減衰器（20 dB, FCコネクタ）
SC型固定減衰器（5 dB）
SC型固定減衰器（10 dB）
SC型固定減衰器（15 dB）
光ファイバケーブル（SM、両端FC-SPCコネクタ）、1 ｍ
光ファイバケーブル（SM、両端FC-SPCコネクタ）、2 ｍ
光ファイバケーブル（SM、両端FC-SPCコネクタ）、3 ｍ
光ファイバコード（SM、両端SCコネクタ）、2 ｍ
光ファイバコード（GI、両端SCコネクタ）、2 ｍ
光ファイバコード（2芯、MM）、2 ｍ
光ファイバコード（2芯、SM、LC-LCコネクタ）、2 ｍ
光ファイバコード（2芯、SM、LC-SCコネクタ）、2 ｍ
光ファイバコード（2芯、GI、LC-LCコネクタ）、2 ｍ
光ファイバコード（2芯、GI、LC-SCコネクタ）、2 ｍ
偏光子/偏波面回転モジュール（MU150134A 用）
セミリジットケーブル（136.6 mm）
セミリジットケーブル（96 mm）
セミリジットケーブル（75.6 mm）
セミリジットケーブル（55.3 mm）
セミリジットケーブル（56.5 mm）
同軸ケーブル（BNC-P620・3C-2WS・BNC-P620、75 Ω）、2 m
同軸ケーブル（BNC-P-3W・3D-2W・BNC-P-3W、50 Ω）、2 m
同軸ケーブル（11SMA・SUCOFLEX104・11SMA）、1 ｍ
平衡ケーブル（シーメンス3P-シーメンス3P）、1 ｍ
平衡ケーブル（シーメンス3P-シーメンス3P）、2 ｍ
平衡ケーブル（BANTAM 3P/BANTAM 3P）、6 ft
GPIBケーブル、2 ｍ
GBIC SX 850 nm ：1個
GBIC LX 1310 nm ：1個
GBIC LH 1310 nm：
1個
GBIC ZX 1550 nm：
1個
GBIC T（1000BASE-T）：
1個
SFP SX 850 nm ：1個
SFP LX 1310 nm ：1個
SFP LE 1550 nm ：1個
SFP LR 1310 nm ：1個
XENPAK（10GBASE-LR）：
1個
XENPAK（10GBASE-ER）：
1個
XENPAK（10GBASE-SR）：
1個

形名・記号
MZ1221A
MZ1222A
J1163AJ1164A
J1109B
J1110B
B0336C
B0448
B0501B
Z0321A
Z0541A
W2420AW
W2421AW
W2422AW
W2423AW
W2424AW
W2425AW
W2426AW
W2427AWW2589AW
W2590AWW1931AW品名XAUI エクステンダ
XENPAKインタフェース
XAUIケーブル、0.5 m
MDIOケーブル、0.5 m
LAN ケーブル（クロス）、5 m
LAN ケーブル（ストレート）、5 m
キャリングケース
ソフトケース
ブランクパネル
キーボード（PS/2）
USBマウス
MP1590B 取扱説明書
MX159001B 取扱説明書 SDH編
MX159001B 取扱説明書 SONET編
MP1590B リモートコントロール取扱説明書
MU150100A 取扱説明書
MU150101A 取扱説明書
MU150125A 取扱説明書
MU150121A / 122A / 123A / 134A 取扱説明書
MU150121B/123B 取扱説明書
MU150124B 取扱説明書
MU120101A / 11A 10M/100Mイーサネットモジュール、
MU120102A / 12A ギガビットイーサネットモジュール、
MU120118A 10ギガビットイーサネットモジュール
取扱説明書＊1：どちらか一方が添付されます。
＊2：MU150100A、MU150121A/B、MU150122A、MU150123A/B、MU150124B、MU150134Aに添付＊3： MU150100A、MU150101Aは2個＊4： MU150134Aに添付＊5： MU150100A、MU150101A、MU150122A、MU150123Aに添付＊6： MU150134Aに添付、FC・PANDAファイバ＊7： MU150122A、MU150123A/Bに添付＊8： MU150100A、MU150101Aに添付＊9： MU150125Aに添付＊10： MU150121A/B、MU150122A、MU150123A/B、MU150134Aに添付＊11： MU150122A、MU150123A/B：1個、MU150121A/B、MU150134A：2個＊12： MU150121Bに添付＊13：オプション01、02、03のいずれかが必要です。
＊14： MU120102A/12Aの動作には、GBICモジュール (別売)が必要です。
＊15： MU120122Aの動作には、SFPモジュール (別売)が必要です。
＊16： MU120118B/Cの動作には、XENPAKモジュール (別売)が必要です。
＊17：ユニット構成に制限があります。詳細についてはMP1590B スペック編を参照ください。
＊18：MU150100A-07 は工場出荷時のみ実装可能です。MU150100A-07 と
MU150100A-09は同時実装できません。
＊19：交換可能です。
＊20：MU150101A-11/MU150101A-12のいずれかのオプションが必要です。

19

お見積り、ご注文、修理などのお問い合わせは下記まで。記載事項はおことわりなしに変更することがあります。

アンリツ株式会社
本社 TEL 046-223-1111
第1営業部
046-296-1202
第2営業部
046-296-1203
第3営業部
03-5741-3258
第4営業部
046-296-1205
第4営業部
03-5741-3251
防衛グループ

http://www.anritsu.co.jp

243-8555 神奈川県厚木市恩名 1800
243-0016 神奈川県厚木市田村町 8-5
243-0016 神奈川県厚木市田村町 8-5
146-0092 東京都大田区下丸子 2-27-3
243-0016 神奈川県厚木市田村町 8-5
146-0092 東京都大田区下丸子 2-27-3

北海道支店

011-231-6228

060-0042 札幌市中央区大通西 5-8 昭和ビル

東北支店

022-266-6131

980-0811 仙台市青葉区一番町2-3-20 第3日本オフィスビル

関東支社
千葉営業所

048-600-5651
043-351-8151

東関東支店
新潟支店

029-825-2800
025-243-4777

330-0081 さいたま市中央区新都心 4-1 FSK ビル
261-0023 千葉市美浜区中瀬 1-7-1
住友ケミカルエンジニアリングセンタービル
300-0034 土浦市港町 1-7-23 ホープビル 1号館
950-0916 新潟市米山 3-1-63 マルヤマビル

中部支社

052-582-7281

450-0002 名古屋市中村区名駅3-22-4 みどり名古屋ビル

関西支社
東大阪支店

06-6391-0111
06-6787-6677

532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-14 住友生命新大阪北ビル
577-0066 東大阪市高井田本通 7-7-19 昌利ビル

中国支店

082-263-8501

732-0052 広島市東区光町 1-10-19 日本生命光町ビル

四国支店

087-861-3162

760-0055 高松市観光通 2-2-15 第 2ダイヤビル

九州支店

092-471-7655

812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-3-11 博多南ビル

環境にやさしい植物性大豆油
インキを使用しています。

古紙配合率100% 再生紙を使用しています。

計測器の使用方法､その他についてのお問い合わせは下記まで。

計測サポートセンター
TEL: 0120-827-221、FAX: 0120-542-425
受付時間／ 9： 00 〜 17 ：00、月〜金曜日(当社休業日を除く)
E-mail: MDVPOST@cc.anritsu.co.jp● ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

0506■ 本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。
■ このカタログの記載内容は 2005 年 7月 5日現在のものです。
No. MP1590B_ アプリ-J-A-1-(1.00)

20W/M