取説 No.3169 R4

ＣＰ演算器

取 扱 説 明 書

本製品を取り扱う場合は、この取扱説明書を必ずお読み下さい。

エナジーサポート株式会社

エナジーサポート株式会社（生産終了品）ＣＰＭ型演算器からの（後継品）お取替えのお客様へ
取り付け前に必ずご確認下さい（後継品）ＣＰＭ型演算器（生産終了品）ＣＰＭ型演算器⇒

ＫＳ－１６４６２３－＊＊＊＊＊＊

ＲＳ－１６４６３１－＊＊＊＊＊＊（ＲＳ－１６４６３２－＊＊＊＊＊＊）

警 告
発火､感電､動作不良の恐れあり

生産終了品と後継品は、端子台番号、配線
方法、端子配列が異なります。
配線時には、後継品の端子配列をご確認の上、取扱説明書に従って配線して下さい。

(生産終了品)CPM 型演算器との相違点

RS-164631-******

外形
寸法
×

配線
接続
×

取付
寸法
△

定格
性能
◎

動作
特性
◎

操作
方法
○

（RS-164632-******）

×

×

△

◎

◎

○

品 番

◎：完全互換○：ほとんど変更なし△：単品取付では完全互換。CPC-Ⅳでは互換性無し。
×：変更有り。
（配線接続の場合は端子配列をご覧下さい）※ 誤配線防止のため、既設配線のﾏｰｸﾁｭｰﾌﾞ No.を交換して下さい※ 既設配線が短くて接続出来ない場合、配線の追加、又は配線を交換して下さい1． はじめに ....................................................................................................................................... 1
2． 安全にご使用いただくために ..................................................................................................... 3
2－1． ご使用の前提条件 ............................................................................ 3
2－2． シンボルマーク.............................................................................. 3
2－3． 重要な説明.................................................................................. 43． 形式コード一覧............................................................................................................................ 54． 取付と結線 ................................................................................................................................... 6
4－1． 外形寸法 ................................................................................... 6
4－2． 取 付 ..................................................................................... 6
4－2－1． パネル取付寸法と取付方法 ..................................................................6
4－2－2． 設置条件..................................................................................7
4－3． 結 線 ..................................................................................... 8
4－3－1． 端子番号と機能 ............................................................................8
4－3－2． 結線の基本...............................................................................11
4－3－3． 結線例...................................................................................13
4－3－4． 結線上の注意 .............................................................................14

5． 各部の名称 .................................................................................................................................15
5－1． 全体概要 .................................................................................. 15
5－2． 前面概要 .................................................................................. 15
5－3． 前面詳細 .................................................................................. 16
5－3－1． 上段表示器...............................................................................16
5－3－2． 下段表示器...............................................................................16
5－3－3． ステータス表示器 .........................................................................16
5－3－4． キースイッチ部 ...........................................................................17

6． 測定画面 .....................................................................................................................................18
6－1． 設定表示器................................................................................. 18
6－2． 測定画面と設定画面 ......................................................................... 19

7． 設定画面 .....................................................................................................................................20
7－1． 設定の基本................................................................................. 20
7－1－1． 設定画面の呼び出し .......................................................................20
7－1－2． 設定画面の基本操作 .......................................................................21
7－2． モード 0 ................................................................................... 22
7－3． モード 1 ................................................................................... 23
7－4． モード 2 ................................................................................... 24
7－5． モード 3 ................................................................................... 25
7－6． モード 4 ................................................................................... 27
7－7． モード 5 ................................................................................... 28
7－8． モード 6 ................................................................................... 29
7－9． モード 11 .................................................................................. 30
7－10． モード 12 ................................................................................. 31
7－11． 設定内容の初期化 .......................................................................... 32
7－12． 設定上の注意.............................................................................. 32
7－13． ワーニングメッセージ ...................................................................... 33

8． 初期設定 .....................................................................................................................................34
9． 運 転.........................................................................................................................................35
9－1． 運転前の確認............................................................................... 35
9－2． 試運転 .................................................................................... 35
9－3． 運転中の注意............................................................................... 36
9－3－1． 運転中の設定変更 .........................................................................36

10． 主要機能の詳細説明 ................................................................................................................37
10－1． 警報とエラーメッセージ .................................................................... 37
10－2． アナログ出力.............................................................................. 38
10－3． 接点入力.................................................................................. 38
10－4． EMF 補正 .................................................................................. 39
10－5． 入力平均フィルタ .......................................................................... 41
10－6． 温度移動平均.............................................................................. 41
10－7． 客先目盛調整.............................................................................. 42
10－7－1． 概 要..................................................................................42
10－7－2． 目盛調整の考え方 ........................................................................42
10－7－3． 出力関係の目盛調整 ......................................................................43

11． トラブルシューティング .........................................................................................................44
11－1． ［Ｅｒ１］Ｏ2 センサインピーダンス異常が表示されたら ........................................ 46
11－2． ［Ｅｒ２］Ｏ2 センサ入力異常が表示されたら ................................................. 47
11－3． ［Ｅｒ３］ＴＣ入力異常が表示されたら ....................................................... 48
11－4． ［Ｅｒ４］ＣＯ入力異常が表示されたら ....................................................... 49
11－5． ［Ｅｒ５］ＲＪデータ異常が表示されたら ..................................................... 50
11－6． ［Ｅｒ７］Ａ／Ｄコンバータ異常が表示されたら ............................................... 51
11－7． ［Ｅｒ８］ＣＰ補正値異常が表示されたら ..................................................... 52
11－8． 温度表示が高いとき ........................................................................ 54
11－9． ＣＯのデータが入力できないとき ............................................................ 55
11－10． センサ出力とＣＰ表示値が一致しないとき .................................................... 55

12． 点検と保守 ...............................................................................................................................56
12－1． 点 検 ................................................................................... 56
12－1－1． 試運転による点検 ........................................................................56
12－1－2． 寿命部品精度の点検 ......................................................................56
12－1－3． オーバーホール ..........................................................................56
12－2． 廃 棄 ................................................................................... 56

13． 仕 様.......................................................................................................................................57
13－1． アナログ入力仕様 .......................................................................... 57
13－2． 外部接点入力.............................................................................. 57
13－3． インピーダンスチェック仕様 ................................................................ 57
13－4． アナログ出力仕様 .......................................................................... 57
13－5． 接点出力仕様.............................................................................. 58
13－6． 一般仕様.................................................................................. 58

14． パラメータ一覧表 ....................................................................................................................59
15． パラメータディレクトリ一覧表..............................................................................................61

1．はじめに
このたびは、CP 演算器 CPM をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本計器は、指示精度±0.1%FS、演算周期約 2 秒、前面サイズ 96×96 ㎜のカーボンポテンシャル演算器です。
大型で見やすい LED 表示によるデジタル指示、各種設定は高分解能ドットマトリックス LCD 表示による対話方式を採用しております。
本製品を充分にご理解いただき、かつトラブルなどを未然に防ぐためにも、本取扱説明書を必ず事前にお読みください。

お願い－ 計装業者・設置業者・販売業者の方へ －本取扱説明書は、本製品をお使いになる方へ、確実にお渡しください。

－ 本製品をお使いになる方へ －本取扱説明書は、本製品を廃棄するまで、大切に保管してください。
また、設定内容は必ず記録し、保管してください。

製品の保証期間
本製品の保証期間は、お買い上げ後 1 年間です。保証期間中に取扱説明書、製品貼付ラベルなどの注意を遵守した正常な使用状態で、本製品が故障した場合には無償修理致します。その場合、お手数ですが、ご購入先、もしくは最寄りの弊社営業所までご連絡ください。
但し、下記に該当する場合は、保証期間中でも有償修理になります。
1．誤使用、誤接続、不当な修理や改造による故障および損害
2．火災・地震・風水害・落雷・その他の天変地異、公害・塩害・有害性ガス害、異常電圧や指定外の電源使用による故障および損害
3．寿命部品や付属品の交換

おことわり
1．本書の全部、または一部を無断で複写、または転載することを禁じます。
2．本書の記載内容は、おことわりなく変更する場合があります。
3．本書の内容については、万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や誤り、記載もれなどがありましたら、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。
4．運用した結果につきましては、いかなる場合でも責任を負いかねますので、ご了承ください。

- 1 -■ご使用前の確認
本製品を開封後、必ず、ご使用前に以下のことをご確認ください。万一、ご不審な点などがございましたら、ご購入先、もしくは最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

1．外観の確認
外観上、製品に破損などがないことをご確認ください。

2．形式コードの確認
お買い上げいただいた製品の形式コードに間違いがないことをご確認ください。
◆形式コード銘板と貼付場所
下記のような銘板が製品本体の上面に貼付されています。
ＣＰＭ５０２－０１Ａ(製造番号)ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ

3．付属品の確認
製品には、下記の付属品が付属されていますので、ご確認ください。
品

名

数

量

備

考

取付金具

2 個(一式)

パネル取付用

取扱説明書

1冊

本 書

なお、別途、アクセサリをお求めの場合、それらの製品も付属されている場合がございます。

お願い
1．梱包箱から本製品を取り出す際、製品を落とさないようにご注意ください。
2．本製品を輸送する際、本製品用梱包箱に入れ、さらにクッションを敷き詰めた外箱に入れて輸送してください。
そのような場合を考え、本製品用梱包箱は保管されることをお勧めします。
3．本製品を最終製品(パネル)から外した状態で長期間使用しない場合、本製品用梱包箱に入れ、周囲温度が常温でほこりなどが少ない場所で保管してください。
4．本製品の前面の表示部には保護シートが貼付されています。ご使用の際、本保護シートを剥がしてください。

- 2 -2．安全にご使用いただくために本製品を安全にご使用いただくために、下記の注意事項をお読みいただき、ご理解ください。

2－1．ご使用の前提条件
本製品は、屋内の計装用パネルに取付けて使用するコンポーネントタイプの一般製品です。それ以外の条件では使用しないでください。
ご使用の際は、最終製品側でフェールセーフ設計や定期点検などを行い、システムの安全性を施した上でご使用ください。また、本製品の結線・調整・運転に関しては、計装知識を持った専門業者などに依頼してください。
さらに、実際に、ご使用になる方も、本取扱説明書をお読みいただき、本製品の諸注意事項、基本的な操作などについて充分にご理解いただく必要がございます。

2－2．シンボルマーク
製品本体や本取扱説明書に、下記のシンボルマークがございますので、それらの意味について、充分にご理解く
ださい。
シンボルマーク

意

味

警

告

使用者が死亡、または重症を招く恐れがある場合に、その恐れを避けるための注
意事項を説明しています。

注

意

使用者が軽症を招くか、本製品、または周辺機器が損傷する恐れがある場合に、その恐れを避けるための注意事項を説明しています。
接地端子です。接地端子は、必ず保護接地に接続してください。

- 3 -2－3．重要な説明

警告

重大な事故防止のため、必ず、本内容をお読みいただき、ご理解ください。

1．電源電圧・結線の確認
電源を供給する前に、結線が正しいか、電源電圧が定格電圧に合っているか、接地が行われているかなどについて確認してください。
2．過電流保護デバイスの設置
本製品には、電源スイッチがありません。本製品に供給する電源には、定格仕様に合った過電流保護デバイ
ス(ブレーカーなど)を設置してください。
3．端子部の保護
本製品の端子部には、感電防止のため、最終製品側で使用者が直接触れられない安全処置を施してご使用く
ださい。
4．安全装置の設置
本製品や周辺機器が故障することにより、重大な損失が予測される設備への使用に関しては、必ず、それらの損失を回避するための安全装置の設置、および最終製品側でフェールセーフ設計を施してください。
また、人命、原子力、航空、宇宙などに関わるような重要設備には、絶対に使用しないでください。
5．製品内部に手をいれない
本製品の内部に手や工具などを入れないでください。感電やケガをする恐れがあります。
6．不審時の電源遮断
異臭、異音、煙などが発生したり、異常に高温になっている場合などは、たいへん危険ですので、直ちに電源を遮断し、ご購入先、もしくは最寄りの弊社営業所までご連絡ください。
7．修理・改造の禁止
修理や改造が必要な場合は、ご購入先、もしくは最寄りの弊社営業所までご連絡ください。弊社の認定したサービス員以外による部品交換などの修理や改造は禁止されています。
8．取扱説明書の厳守
本製品を正しく安全にご使用いただくために、本取扱説明書に従ってください。誤使用により生じた傷害や損害、免失利益などいかなる請求についても、弊社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承
ください。

- 4 -

3．形式コード一覧
Ｃ ＰＭ ５ ０ ２－０①Ａ①アナログ第 2 出力方式
1：PWM 出力方式
2：DAC 出力方式(CO DC 0～1V 入力時、断線検出機能付)②電源電圧
A：100～240VAC

ご発注時、お問合せ時は、下記の品番コードをご参照下さい。

- 5 -4．取付と結線
4－1．外形寸法

120

7

96

115

96

91×91

取付金具

単位：mm

4－2．取 付
4－2－1．パネル取付寸法と取付方法
1．通常の取付方法①パネルカット部に本製品を挿入します。
②付属の取付金具を上下にはめ込み、ドライバでネジを締めつけて固定して完了です。
なお、ネジの締め付けトルクは、「0.6－0.8N・m」です。
取付金具
120

120

0

92 ＋0.8

パネル

92

＋0.8
0

パネルカット
単位：mm

- 6 -

本製品

4－2－2．設置条件

注意

事故防止のため、必ず、本内容をお読みいただき、ご理解ください。

1．環
境
①屋 内
②直射日光があたらないところ③高温にならないところ④振動や衝撃がないところ⑤液体(水など)がかからないところ⑥結露しないところ⑦EN 規格にもとづく、「過電圧カテゴリⅡ、汚染度 2」の条件下
2．雰 囲 気①強力なノイズ、静電気、電界、磁界がないところ②周囲温度-10～50℃以内(密着計装時は 40℃以内)、周囲湿度 10～90%RH 以内のところ③温度変化が少ないところ④腐食性ガス、爆発性ガス、引火性ガス、可燃性ガスがないところ⑤塩分、鉄分、導電性物質(カーボン、鉄など)がないところ⑥蒸気、油、薬品がないところ⑦ちりやほこりがないところ⑧周囲に高発熱するものがないところ⑨熱がこもらないところ⑩製品の上部が広い空間であるところ⑪風がないところ
3．取付位置①設置高度は、標高 2000m 以下②取付位置は、約 1.5m(およそ人間の目の高さ位置)③取付姿勢は、前後±10°以下、左右±10°以下
4．そ の 他
①本製品を有機溶剤(アルコールなど)で拭かないでください。
②本製品の誤動作防止のため、本製品の近くで携帯電話は使用しないでください。
③本製品の近くのテレビやラジオなどに障害を与える場合がありますことをご了承ください。

- 7 -4－3．結 線
4－3－1．端子番号と機能製品の仕様により、端子ネジの埋め込みがない箇所もあります。

O2 入力＋接点入力

入
力
端
子

警
報
端
子

アナログ第 1 出力

アナログ第 2 出力 DAC 方式

1

12

19

26

35

2

13

20

27

36

14

21

28

37

3

15

22

29

38

4

16

23

30

39

5

17

24

31

40

6

18

25

32

41

33

42

34

43

7

9

10

11

8

接地端子および電源端子
1．電源端子

- 8 -

ア
ナ
ロ
グ
第
2
出
力
PWM
方
式

2．入力端子

端子番号

熱電対
K、R

①
②

＋
○

③

－
○

CO 入力
0～1V

CO 入力
4～20mA

＋
○

＋
○

－
○

－
○

④
－
○

⑤
3．O2 入力＋接点入力
端子番号

機能

⑫

＋
○

⑬

－
○

⑭
⑮

センサバーンアウト中⑯

CO 濃度外部入力可変⑰

演算出力表示ホールド⑱

COM

4．アナログ第 1 出力
端子番号

機能

⑲
⑳
21
○

＋
○

22
○

－
○

23
○
24
○
25
○

- 9 -

5．アナログ第 2 出力 DAC 方式
端子番号

機能

26
○
27
○
28
○

＋
○

29
○

－
○

30
○
31
○
32
○
33
○
34
○

6．アナログ第 2 出力 PWM 方式
端子番号

機能

35
○

＋
○

36
○

－
○

37
○
38
○
39
○
40
○

7．警報端子端子番号

内 部 回 路

⑥

AL1

⑦

AL2

⑧

COM

注）AL1/AL2 でコモン(COM)端子共通です。

- 10 -

4－3－2．結線の基本

注

意

事故防止のため、必ず、本内容をお読みいただき、ご理解ください。

1．端子への接続①端子への結線は、絶縁スリーブ付圧着端子をご使用ください。なお、電源端子、および接地端子には、安全性確保のため、必ず、O 形端子をご使用ください。それ以外の端子でも、O 形端子のご使用をお勧めします。

B

O形

サイズ

A

A：3.7 ㎜以上

絶縁スリーブ

B：7.0 ㎜以下
Y形

B

A

絶縁スリーブ②端子ネジの締め付けトルクは、「0.6－0.8N・m」です。この値を超えたトルクを加えた場合、端子ネジ部が破損しますので、ご注意ください。
2．電源端子
①電源には、本製品の定格に適合したスイッチ、および過電流保護デバイスを 3m 以内の手の届きやすい位置に設けてください。
3m 以内

供給電源

製品

過電流保護デバイス

スイッチ②電源配線は、600V ビニル絶縁電線(定格 1A AC 以上)と同等以上の電線をご使用ください。
③電源は、誤動作防止のため、ノイズ、波形歪、電圧変動の少ない良質な単相電源をご使用ください。ノイズが多い場合は、ノイズフィルタや絶縁トランスを挿入するなどの対策を施してください。
④接地端子には、定格電源時、微少なリーク電流が流れますので、ご注意ください。
リーク電流は、約 1mA です。

警

告

重大な事故防止のため、必ず、電源を切ってから結線作業を行ってください。

- 11 -

3．入力端子①入力端子の最大許容入力は、下記のとおりです。これらの値を超えた入力を印加しないようにご注意ください。もし、誤って印加した場合、製品が故障するか、著しい劣化、誤動作などが生じます。
・熱電対、電圧 mV、電圧 V ：±20V 以下
・電流 mA：±30mA 以下、または±7.5V 以下②入力の並列接続は禁止です。測定誤差が生じるだけでなく、安定した制御が行えず、システム全体として不具合が生じます。
③熱電対の場合、製品の入力端子までを熱電対、または補償導線で結線してください。
④測温抵抗体の場合、測定誤差を防ぐため、必ず、各線の抵抗値が等しいコードをご使用ください。なお、4線式の場合、バーンアウトは装備しておりませんので、ご注意ください。
⑤入力保護のため、ゼナーバリヤなどの保護素子を接続する場合、大きな測定誤差が生じる場合があります。
保護素子との組み合わせ確認、および本製品の許容信号源抵抗や許容配線抵抗の仕様値を厳守ください。
4．出力端子①出力端子は、定格範囲内でご使用ください。定格範囲以外の負荷を接続した場合、製品が故障するか、著し
い劣化、誤動作などが生じます。
5．警報端子
①警報端子は、定格範囲内でご使用ください。定格範囲以外の負荷を印加すると製品が故障するか、著しい劣化、誤動作などが生じます。
②警報端子には、必ず、バッファリレーを介して負荷を接続してください。さらに、製品内部リレーの接点保護、およびノイズ軽減のため、必ず、バッファリレーのコイル側に接点保護素子を入れてください。
6．オプション端子①オプション端子は、定格範囲内でご使用ください。定格範囲以外の負荷を印加すると製品が故障するか、著
しい劣化、誤動作などが生じます。

注

意①定格範囲以外の電源を接続した場合、本製品が故障するか、著しい劣化、誤動作などが生じます。
②本製品の入出力端子に過電流や過電圧を印加した場合、本製品が故障するか、著
しい劣化、誤動作などが生じます。

- 12 -

4－3－3．結線例
1．接点入力の結線例

DI
左図において、スイッチには、
約 5V・2mA が印加されます。
接点容量にご注意ください。

DI
COM［ 本製品 ］

各種の接点入力は、指定の端子とコモン(COM)端子を短絡することにより動作します。スイッチやリレーで動作させる方法が一般的ですが、周辺機器のオープンコレクタ出力信号でも動作させることができます。

- 13 -

4－3－4．結線上の注意

警告

重大な事故防止のため、必ず、本内容をお読みいただき、ご理解ください。

1．結線作業は専門業者が行う
結線作業は、計装の基礎知識を持ち、実務経験がある方が行ってください。
2．端子カバーをつける
安全性確保のため、結線終了後、製品の端子に直接触れられないような処置を施してください。
本製品専用の端子カバーはアクセサリで用意しております(別売)。
3．強電回路およびノイズ発生源から離す
ノイズによる悪影響防止のため、ノイズ発生源(マグネットリレー、モータ、サイリスタレギュレータ、インバータなど)となる機器の近辺に設置しないでください。また、本製品の配線とそれらからの配線を同一ダクト
内に通すことなども避け、必ず、離して配線してください。
必要に応じて、ノイズ対策を施してください。
4．接地端子の接続に注意する
最終製品の全体的な信頼性に関して、良質な接地(アース)はとても重要です。また、一般的には、各機器が1 点接地で接続されることが望ましく、別々な接地の場合、ノイズによる悪影響を受けやすくなります。接地
経路を充分にご注意ください。
5．発熱源から離す
高温による悪影響防止のため、発熱源の近辺に設置しないでください。発熱源が近辺にあると、測定誤差が生じたり、最終的には、製品の寿命を著しく縮める原因にもなります。製品の周囲温度にご注意ください。
また、風があたるところや急激な周囲温度変化が起こった場合なども測定誤差が生じますので、そのような周囲環境を避ける処置も施してください。
6．未使用端子
未使用端子は、何も接続しないでください。故障の原因となります。
7．電源投入時の誤出力対策
電源投入時、本製品が正常に起動するまでの間、出力関係の信号が瞬時的に出力される場合があります。
必要に応じて、外部回路にて対策を施してください。

- 14 -

5．各部の名称
5－1．全体概要
端子

前面5－2．前面概要

上段表示器
ステータス表示器

下段表示器

設定表示器
キースイッチ部

名 称

機

能

上段表示器

CP 演算値を表示します。

下段表示器

EMF 値、CO 値、温度のいずれかを表示します。

キースイッチ部

各設定に使います。電源投入時、または、いずれかのキーを押したとき、キーバックライト(青色)が点灯します(初期設定時)。
約 30 秒間以上キー操作をしない状態が続いた場合、自動的にバックライトは消灯します。なお、このバックライトは、輝度むら等により、青色が暗い部分もありますが、本体機能には全く支障ありませんので、そのまま安心してお使いください。

- 15 -

5－3．前面詳細
5－3－1．上段表示器
上段表示器は CP 演算値を表示します。CP に下表の入力値が入ったとき、オーバーレンジまたはアンダーレン
ジ表示となります。
パラメータ
CP 値

入力値

表示種類

指 示

0.000 以下

アンダー

＿＿＿＿

9.999 以上

オーバー

￣￣￣￣

5－3－2．下段表示器
下段表示器は EMF 値、CO 値、温度のいずれかをキー操作で選択して表示します。各パラメータに下表の入力値が入ったとき、オーバーレンジまたは、アンダーレンジ表示となります。
パラメータ

入力値

EMF 値

温度

CO 値

表示種類

指 示

-260 以下

アンダー

＿＿＿＿

1660 以上

オーバー

￣￣￣￣

R -85℃以下

アンダー

＿＿＿＿

R 1785℃以上

オーバー

￣￣￣￣

K -60℃以下

アンダー

＿＿＿＿

K 1260℃以上

オーバー

￣￣￣￣

0 以下

アンダー

＿＿＿＿

99.99 以上

オーバー

￣￣￣￣

また、電源投入時は起動画面が 3 秒表示されます。
5－3－3．ステータス表示器
ステータス表示器の種類、点灯色と内容は、下表の通りです。
種類

点灯色

内

容

RUN

青緑

CP 演算中に点灯し、インピーダンスチェック中は消灯

IMP

緑

インピーダンスチェック中に点灯

BURN

緑

センサバーンアウト中信号が ON のときに点灯

EXT

緑

CO 濃度外部入力可否信号が ON のときに点灯

HOLD

緑

演算出力表示ホールドが ON のときに点灯

EMF

緑下段表示器に EMF が表示されているときに点灯

CO

緑

下段表示器に CO 濃度が表示されているときに点灯

TEMP

緑

下段表示器に温度が表示されているときに点灯

AL1

赤

AL1 が ON のときに点灯

AL2

赤AL2 が ON のときに点灯- 16 -

5－3－4．キースイッチ部

名 称

機

能

測定画面とモード 0 のモード画面の切換、および設定画面からモード画面への切換に使用します。
測定画面の切換、および設定画面の切換に使用します。
カーソル送りや項目選択に使用します。
設定値(または、設定項目)の降順に使用します。
設定値(または、設定項目)の昇順に使用します。
カーソル逆送りや項目選択に使用します。
設定の登録に使用します。

- 17 -

6．測定画面
6－1．設定表示器
測定画面の状態で ＞□ キーを押して設定器の表示内容を EMF→TEMP→CO→CO2 の順で表示切換が可能です。
設定モード以外または、エラー発生時以外のときは MODE1 で設定された測定値を表示させます。また、設定表示
器はキー操作により消灯可能です。
表示は操作終了後、約 10 秒後にデフォルトの値に戻ります。
単位は上段が%、下段は℃です。下段表示器用の貼り換え銘板として、mV、%シールを付属しております。下記の通り CO2 または DP 値が範囲を超えたとき、数値が点滅します。
測 定 画 面

画

面

の

説

明

［ CO2 DP 表示 ］
CO2 値または DP 値が下表の範囲を超えたとき、数値が点滅します。
パラメータ
CO2

パラメータ
DP

計算結果値

表示値(CO2disp)

CO2 ＜ 0.000

0.000

CO2 ＞ 50.000

99.999

計算結果値

表示値(DPdisp)

DP ＜ -50℃-99.9

DP ＞ 50℃

99.9［ EMF TEMP 表示 ］
EMF 値または温度が下表の範囲を超えたとき、数値が点滅します。
パラメータ
EMF

パラメータ

TEMP

計算結果値

表示値(EMFdisp)

EMF ＜ -160(mV)-9999

DP ＞ 1660(mV)

9999

計算結果値

表示値(TEMPdisp)

R ＜ -85℃-9999

R ＞ 1785℃

9999

K ＞ -60℃-9999

K ＞ 1260℃

9999［ CO 表示 ］
CO 値が下表の範囲を超えたとき、数値が点滅します。
ＣＯ

パラメータ

００．００％

CO- 18 -

計算結果値

表示値(CO2disp)

CO ＜ 0.00

0.00

CO ＞ 99.99

99.99

6－2．測定画面と設定画面
測定画面と設定画面の関係は、下記のようになります。

測 定 画 面設 定 画 面・・・

［ CO2 DP 表示画面 ］［ モード 0 のモード画面 ］［ EMF TEMP 表示画面 ］［ 温度補正値の設定画面 ］

10 秒経過・・・

10 秒経過ＣＯ
００．００％［ CO 表示画面 ］①電源投入時、初期メッセージ表示後、最初に測定画面が表示されます。
②設定画面で、約 1 分間以上キー操作をしない状態が続いた場合、自動的に測定画面に戻ります。
ただし、データ取り込み指令画面などで、自動的に測定画面に戻らない場合もあります。

- 19 -

7．設定画面
7－1．設定の基本
7－1－1．設定画面の呼び出し①設定画面は、「14．パラメータディレクトリ一覧表」に示すとおり、モードごとにグループ化されています。呼び出したい設定画面がどのモードの何番目にあるかを確認します。

⋀ ・□⋁ キーで、設定画面の選択は、②測定画面とモード画面の切換は MODE キーで、モード画面の選択は □モード画面から SELキーで、それぞれ選択します。

・・・
測定画面

・・・

・・・

- 20 -

7－1－2．設定画面の基本操作

設定画面で、＞・＜・∧･∨ キーを使って、数値変更や項目選択を行い、ENT キーを押すことにより、設定が完了します。
基
1．数値設定の例

本

操

作

例

① ＞・＜キーで数値変更を実施したい桁にカーソルを移動させます。
② ∧･∨キーで希望の数値に合わせます。
このとき「?」マークがつきます。
③ ENT キーで登録されます。
このとき「?」マークが消えます。

2．項目設定の例(1)① ∧･∨ キーで希望の項目に合わせます。
このとき「?」マークがつきます。
② ENT キーで登録されます。
このとき「?」マークが消えます。

3．項目設定の例(2)① ＞・＜ キーで希望の項目に合わせます。
このとき「?」マークがつきます。
② ENT キーで登録されます。
このとき「?」マークが消えます。

設定操作をより高速化するため、下記のような便利なキー操作方法があります。
1．カーソル早送り①通常、＞ キーではカーソルが1桁ずつ移動しますが、ENT キーを押すことにより、設定項目単位でカーソルを移動させることができます。
②例えば、以下のようなEMF、温度補正の設定画面では、ENT キーを押すたびに、下記のようにカーソルが移動します。

- 21 -

7－2．モード 0
モード 0 は、パラメータの確認・変更を行います。
設 定 画 面

画

面

の

説

明

1.モード画面①モード 0 のモード画面です。
② ＞ または ＜ キーを押すごとに「Lock」が表示されます。

[ロック状態]③モード 0 の設定画面において、設定変更を禁止させたい場合、「Lock」にします。

2.温度補正値①EMF、測定温度を真値に近づけるための機能です。
測定温度 + 温度補正値 = 真値となります。この値を表示や演算に使用します。
②設定範囲は、-99～99℃です。

3.CO 濃度ローカル設定値①通常モードの CP 演算で使用する CO 濃度を、手動で設定できる画面です。
②設定範囲は、0.0～99.9%です。

4.H2 濃度ローカル設定値①DP 演算で使用する H2 濃度を、手動で設定できる画面です。
②設定範囲は、0.0～99.9%です。

5.CP1 次遅れ定数①CP 出力の 1 次遅れ演算に使用する定数です。
②設定範囲は、0～9999 秒です。

6.CO1 次遅れ定数①CO 入力の 1 次遅れ演算に使用する定数です。
②設定範囲は、0～9999 秒です。

7.入力平均フィルタの回数①温度、EMF、CO 各入力の平均フィルタに使用する定数です。
②設定範囲は、1～10 回です。
③本機能により急激な測定値の変化を鈍らせることができます。

- 22 -

8.温度移動平均時間①CP 演算等に使用する温度データは、1 分毎にバッファリングしたデータを基に設定された時間内の移動平均したデータを使用できます。
②設定範囲は、0～30 分です。
③0 分のとき、温度移動平均の機能は無効です。

7－3．モード 1
モード 1 は、通常モードの状態の確認・変更を行います。
設 定 画 面

画

面

の

説

明

1.モード画面①モード 1 のモード画面です。
② ＞ または ＜ キーを押すごとに「Lock」が表示されます。

[ロック状態]③モード 1 の設定画面において、設定変更を禁止させたい場合、「Lock｣にします。

2.設定表示器表示/消灯①「ON」にすると、測定画面の CO2、DP 値などが表示されます。
②「OFF」にすると、測定画面の CO2、DP 値が消灯します。

3.下段表示項目切換①下側の LED に表示したいデータを「EMF・温度・CO」3 タイプの入力から選択します。

4.第 2 アナログ出力項目切換①第 2 アナログ出力に出力したいデータを「EMF・温度・CO・CO2・DP」から選択します。

5.温度表示出力リアル/移動切換①「REAL」は、リアルタイムで測定した温度を表示し、その表示している値をア
ナログ信号として出力します。
②「AVERAGE」は、温度移動平均した値を表示し、その表示している値をアナログ信号として出力します。

6.センサー異常リセット①「ON」に切換え、ＥＮＴ キーを押すと、センサー異常リセットが働きます。
センサー異常リセット処理が終了すると、自動的に「OFF」に切換わります。

- 23 -

7－4．モード 2
モード 2 は、自動補正モードの指令を行います。
設 定 画 面

画

面

の

説

明

1.モード画面①モード 2 のモード画面です。
② ＞ または ＜ キーを押すごとに「Lock」が表示されます。

[ロック状態]③モード 2 の設定画面において、設定変更を禁止させたい場合、「Lock」にします。

2.補正用データ選択①自動補正の補正値を「CP・CO2・DP」の 3 種類から選択します。

3.1 回目データ取り込み指令① ＥＮＴキーを押すと、1 回目データ取り込み指令が送られ、計器は取り込んだデータを 1 回目データエリアに登録します。
②この 1 回目データはモード 3 画面で確認することができます。
③ ＥＮＴキーを押さなければ、指令は送られません。
④この画面での自動復帰は無効です。

4.2 回目データ取り込み指令① ＥＮＴキーを押すと、2 回目データ取り込み指令が送られ、計器は取り込んだデータを 2 回目データエリアに登録します。
②この 2 回目データはモード 3 画面で確認することができます。
③ ＥＮＴキーを押さなければ、指令は送られません。
④この画面での自動復帰は無効です。

5.自動補正作業開始命令① 1 回目、2 回目データをモード 3 画面で確認行います。
②

ＥＮＴキーを押すと、自動補正作業開始指令が送られ、計器は自動補正を開始します。自動補正作業で求められた Ka・Kb・A を今回の補正係数エリアに登録します。

② Ka・Kb・A はモード 3 画面で確認することができます。
③ ＥＮＴキーを押さなければ、指令は送られません。
④この画面での自動復帰は無効です。

- 24 -

7－5．モード 3
モード 3 は、自動補正モード用のパラメータの確認・設定変更を行います。
設 定 画 面

画

面

の

説

明

1.モード画面①モード 3 のモード画面です。
② ＞または ＜キーを押すごとに「Lock」が表示されます。

[ロック状態]③モード 3 の設定画面において、設定変更を禁止させたい場合、「Lock」にします。

2.今回 1 回目 EMF/温度①今回の 1 回目データエリアに登録されている、EMF 値と温度値を表示します。
また、設定変更もできます。
②設定範囲は、EMF：0～1500mV、T：0～1200℃(K 選択時)、0～1700℃(R 選択時)です。

3.今回 1 回目 CO/測定値①今回の 1 回目データエリアに登録されている、CO 値と 1 回目データの補正デー
タ値(スパン)を表示します。また、設定変更もできます。
②設定範囲は、CO：0.0～99.9%です。
③CP、CO2、DP いずれかの設定範囲は、設定によって異なります。補正する値の選
択はモード 2 画面にて行います。
④CP が選択されているときは、0.00～9.99%です。
⑤CO2 が選択されているときは、0.000～9.999%です。
⑥DP が選択されているときは、-30.0～30.0℃です。

4.今回 2 回目 EMF/温度①今回の 2 回目データエリアに登録されている、EMF 値と温度値を表示します。
また、設定変更もできます。
②本データおよび次画面の設定データ(NOW2 CO、C)が全て 0 のときは、NOW1(1 回目)のデータで 1 点補正されます。
③設定範囲は、EMF：0～1500mV、T：0～1200℃(K 選択時)，0～1700℃(R 選択時)です。

5.今回 2 回目 CO/測定値①今回の 2 回目データエリアに登録されている、CO 値と 2 回目データの補正デー
タ値(ゼロ)を表示します。また、設定変更もできます。
②本データおよび前画面の設定データ(NOW2 EMF、T)が全て 0 のときは、NOW1(1回目)のデータで 1 点補正されます。
③設定範囲は、CO：0.0～99.9%です。
③CP、CO2、DP いずれかの設定範囲は、設定によって、異なります。補正する値の選択はモード 2 画面にて行います。
④CP が選択されているときは、0.00～9.99%です。
⑤CO2 が選択されているときは、0.000～9.999%です。
⑥DP が選択されているときは、-30.0～30.0℃です。

- 25 -

6.今回補正値 Ka/Kb/A①今回の補正係数エリアに登録されている、Ka・Kb・A を表示します。
設定変更もできます。
②設定範囲は、Ka：-9.999～9.999、Kb：-9.999～9.999、A：-9.999～9.999 です。

7.前回 1 回目 EMF/温度/CO①前回の 1 回目データエリアに登録されている、EMF 値と温度値と CO 値を表示し
ＬＡＳＴ１

ＥＭＦ００００

Ｔ００００

ＣＯ００．０ます。設定変更はできません。
②今回の補正データが妥当かどうかの確認にご使用ください。

8.前回 2 回目 EMF/温度/CO①前回の 2 回目データエリアに登録されている、EMF 値と温度値と CO 値を表示し
ＬＡＳＴ２

ＥＭＦ００００

Ｔ００００

ＣＯ００．０ます。設定変更はできません。
②今回の補正データが妥当かどうかの確認にご使用ください。

9.前回補正値 Ka/Kb/A①前回の補正係数エリアに登録されている、Ka・Kb・A を表示します。設定変更
はできません。
②今回の補正データが妥当かどうかの確認にご使用ください。

- 26 -

7－6．モード 4
モード 4 は、センサーインピーダンス・チェックモードの状態の確認・変更を行います。
設 定 画 面

画

面

の

説

明

1.モード画面①モード 4 のモード画面です。
② ＞ または ＜ キーを押すごとに「Lock」が表示されます。

[ロック状態]③モード 4 の設定画面において、設定変更を禁止させたい場合、「Lock」にします。

2.センサーチェック周期①センサーインピーダンス・チェックを行う周期時間を設定します。
②データを 0 とすると、センサーチェックは実施されません。
③設定範囲は、0～9999 分です。

3.センサーチェック開始温度①設定された温度以上ならば、センサーインピーダンス・チェックを行い、設定された温度以下ならば、センサーインピーダンス・チェックは行いません。
②設定された温度以上ならば、Er4 の判定を行い、設定された温度以下ならば、Er4 の判定は行いません。
③設定範囲は、0～1000℃です。

4.センサーチェック開始 EMF①設定された EMF 以上ならば、センサーインピーダンス・チェックを行い、設定された EMF 以下ならば、センサーインピーダンス・チェックは行いません。
②設定範囲は、0～1500mV です。

5.センサーチェック手動スタート①「ON」に切換え、ＥＮＴキーを押すと、センサーインピーダンス・チェックが開始されます。
②センサーインピーダンス・チェック開始指令が終了すると、自動的に OFF に切換わります。
③センサーチェックは、約 30 秒かかります。
④センサーチェック中は、ＥＮＴキーを受け付けません。

6.センサー抵抗値①センサーインピーダンス・チェックの結果が表示されます。設定はできません。
②「00」が最新の結果となります。
③6 時間に 1 回、「00」の結果を「01～30」にコピーします。
④温度入力が開始温度以下、EMF が開始 EMF 以下、またはセンサーバーンアウト
中は、センサーチェックを行いません。従って抵抗値は前の値を保持します。
⑤EMF が断線した場合は、断線する直前の EMF 値近辺を保持する為、断線する直前の EMF 値が開始 EMF 以上ならば、センサーチェックを行います。
このときセンサーチェックを行うと、EMF 値と抵抗値は 0 になります。
注・１行目の ｘｘｘＤｘｘＨ は、起動からの経過日数と時間で、センサーイン
ピーダンス・チェックを実施した時間情報として記憶されます。

- 27 -

7.センサー抵抗値データクリア①「?」表示後、ＥＮＴキー長押しで、センサー抵抗値のデータをクリアします。

7－7．モード 5
モード 5 は、CP 演算に必要な上下限リミッターの設定を行います。
設 定 画 面

画

面

の

説

明

1.モード画面①モード 5 のモード画面です。
② ＞ または ＜ キーを押すごとに「Lock」が表示されます。

[ロック状態]③モード 5 の設定画面において、設定変更を禁止させたい場合、「Lock」にします。

2.CO 入力正常範囲上下限値①CO 入力の正常範囲の上下限値を設定します。L(下限)、H(上限)です。
②設定範囲は、L：0.0～99.9%，H：0.1～100%(L＜H)です。

3.補正値 Ka 上下限値
①補正値 Ka の上下限値を設定します。L(下限)、H(上限)です。
②設定範囲は、L：-9.999～9.998%，H：-9.998～9.999%(L＜H)です。

4.補正値 Kb 上下限値
①補正値 Kb の上下限値を設定します。L(下限)、H(上限)です。
②設定範囲は、L：-9.999～9.998%，H：-9.998～9.999%(L＜H)です。

5.補正値 A 上下限値
①補正値 A の上下限値を設定します。L(下限)、H(上限)です。
②設定範囲は、L：-9.999～9.998%，H：-9.998～9.999%(L＜H)です。

- 28 -

7－8．モード 6
モード 6 は、計器の入出力設定状態の確認・設定変更を行います。
設 定 画 面

画

面

の

説

明

1.モード画面①モード 6 のモード画面です。
② ＞ または ＜ キーを押すごとに「Lock」が表示されます。

[ロック状態]③モード 6 の設定画面において、設定変更を禁止させたい場合、「Lock」にします。

2.熱電対切換 R/K①熱電対入力を、R 熱電対(0～1700℃)と K 熱電対(0～1200℃)のいずれかから選択します。

3.CO 濃度切換 A4/V1①CO 濃度を、4～20mA と 0～1V のいずれかから選択します。
ＣＯ ＩＮＰＵＴ
４－２０ｍＡ

ＳＥＬＥＣＴ
０－１Ｖ？

4.CO 出力切換①CO 出力に、外部から入力している CO 値をそのまま出力するか、CP 値演算に使用している(下段表示器または設定表示器の)値を出力するのか選択します。

5.CO 入力スパン/ゼロ①CO 入力のゼロデータとスパンデータを設定します。
②設定範囲は、Z：0.0～99.8%，S：0.1～99.9%です。

6.CP 出力スパン/ゼロ①CP 出力のゼロデータとスパンデータを設定します。
②設定範囲は、Z：0.0～9.8%，S：0.1～9.9%です。

7.EMF 出力スパン/ゼロ①EMF 出力のゼロデータとスパンデータを設定します。
②設定範囲は、Z：0～1499mV，S：1～1500mV です。

8.温度出力スパン/ゼロ①温度出力のゼロデータとスパンデータを設定します。
②設定範囲は、Z：0～1699℃，S：1～1700℃です。

- 29 -

9.CO 出力スパン/ゼロ①CO 出力のゼロデータとスパンデータを設定します。
②設定範囲は、Z：0.0～99.8%，S：0.1～99.9%です。

10．CO2 出力スパン/ゼロ①CO2 出力のゼロデータとスパンデータを設定します。
②設定範囲は、Z：0.000～99.998%，S：0.001～99.999%です。

11.DP 出力スパン/ゼロ①DP 出力のゼロデータとスパンデータを設定します。
②設定範囲は、Z：-30.0～29.9℃，S：-29.9～30.0℃です。

12.ROM バージョン情報①本計器の ROM バージョンを表示します。

7－9．モード 11
モード 11 は、システム関係(システム初期設定)の設定を行います。
設 定 画 面

画

面

の

説

明

1.モード画面①モード 11 のモード画面です。
② ＞ または ＜ キーを押すごとに「Lock」が表示されます。

[ロック状態]③モード 11 の設定画面において、設定変更を禁止させたい場合、「Lock」にします。

2.表示コントラスト①設定表示器の LCD(液晶)のコントラストの調整です。
ＤＩＳＰＬＡＹ ＶＩＥＷ ＡＮＧＬＥ

０５０％ ？

②LCD(液晶)の文字が見えやすいように調整し、設定します。
およそ 40～70％の範囲内が設定値の目安です。この範囲を大きく超えた設定をした場合、LCD(液晶)に縞模様が入る状態になります。通常は、初期値(50%)のままで、設定値の変更はしないでください。
③コントラストは、特に、周囲温度に影響されますので、本調整は本製品の電源を投入し約 1 時間経過後で、かつ周囲温度が安定してから行ってください。

- 30 -

3.キーバックライト①キーバックライトの点灯/消灯の機能を設定します。
②「AUTO」を選択すると、下記の動作になります。
通常は消灯ですが、電源投入時、または、いずれかのキーを押すと点灯します。
そして、約 30 秒間以上、キー操作をしない場合、消灯します。
③「OFF」を選択すると、常時、消灯です。
④「ON」を選択すると、常時、点灯です。

7－10．モード 12
モード 12 は、システム関係(客先目盛調整)の設定を行います。
このモードは、通常、設定する必要はありません。客先での定期点検などで目盛調整を行いたい場合のみ、必要になるモードです。
設 定 画 面

画

面

の

説

明

1.モード画面①モード 12 のモード画面です。
② ＞ または ＜ キーを押すごとに「Lock」が表示されます。

[ロック状態]③モード 12 の設定画面において、設定変更を禁止させたい場合、「Lock」にします。

2.アナログ第 1 出力・シフト補正①アナログ第 1 出力のシフト補正(切片)を行う機能です。
②「0.0」を基準に、マイナス値を設定すると、低い出力値を示します。反対に、プラス値を設定すると、高い出力値を示します。

3.アナログ第 1 出力・レンジ補正①アナログ第 1 出力のレンジ補正(傾き)を行う機能です。
②「1.0」を基準に、小さい値を設定すると、傾きが小さくなり、低い出力値を示します。反対に、大きい値を設定すると、傾きが大きくなり、高い出力値を示します。

4.アナログ第 2 出力・シフト補正①アナログ第 2 出力のシフト補正(切片)を行う機能です。
②「0.0」を基準に、マイナス値を設定すると、低い出力値を示します。反対に、プラス値を設定すると、高い出力値を示します。

5.アナログ第 2 出力・レンジ補正①アナログ第 2 出力のレンジ補正(傾き)を行う機能です。
②「1.0」を基準に、小さい値を設定すると、傾きが小さくなり、低い出力値を示します。反対に、大きい値を設定すると、傾きが大きくなり、高い出力値を示します。

- 31 -

6.アナログ第 1 出力マニュアル出力①マニュアル出力を設定することができます。
②「AUTO」で CP 値、「MANUAL」でマニュアル出力値を強制的に出力します。
③この機能は、ハードウェアチェックまたは客先目盛調整で使用します。

7.アナログ第 2 出力マニュアル出力①マニュアル出力を設定することができます。
②「AUTO」で MODE1「第 2 アナログ出力項目切換」で設定した値、「MANUAL」でマニュアル出力値を強制的に出力します。
③この機能は、ハードウェアチェックまたは客先目盛調整で使用します。

7－11．設定内容の初期化
設定内容を初期値に戻したい場合、下記の手順により、初期化することができます。初期化には、2 種類ありま
すので、希望の初期化を選択してください。なお、初期化を実行してしまうと、元の設定内容に戻すことはできませんので、充分にご注意ください。
初期化の種類手順

1.基本設定内容の初期化(モード 0～モード 11)①電源を遮断します。
② MODE キーを押しながら、電源を投入します。
③右記の画面が表示されたことを確認後、MODE キーを離します。
④初期化終了後、測定画面が表示されます。

2.全設定内容の初期化(モード 0～モード 12)①電源を遮断します。
② MODE キーと ENT キーを押しながら、電源を投入します。
③右記の画面が表示されたことを確認後、MODE キーと ENT キーを離します。
④初期化終了後、測定画面が表示されます。

初期化中の画面7－12．設定上の注意
注 意 項 目説明

1.設定範囲に注意する。

・数値設定のパラメータには、設定可能な数値範囲がありますので、注意く
ださい。
・設定可能な数値範囲を超えた数値を設定しようとした場合、ワーニングメ
ッセージが表示されます。ワーニングメッセージが表示された場合、ワー
ニングメッセージ内容をご確認の上、適正な設定を行ってください。

2.設定変更をした際、別の設定
画面の設定内容が変更される場合がある。

・重要な基幹パラメータの設定変更をした際、自動的に、それに関連する別の設定画面の設定値の小数点位置や設定範囲の変更、あるいは初期化される場合があります。
・これらの基幹パラメータの設定変更をした際、それ以外の設定画面の設定
内容の再確認を行ってください。

- 32 -

7－13．ワーニングメッセージ
適正な設定や操作を行わなかった場合、下記のようなワーニングメッセージが約 3 秒間表示されます。ワーニン
グメッセージ内容をご確認の上、再度、適正な設定や操作を行ってください。
ワーニングメッセージ

ワ ー ニ ン グ の 内 容

1.
・モード画面が「Lock」状態のため、設定変更ができません。
・モード画面の「Lock」状態を解除して、設定変更してください。
2.
・モード 2 で、1 回目データ取り込み指令が完了していないため、2 回
目データ取り込み指令、または自動補正作業開始命令が実行されません。
・1 回目データ取り込み指令を実行し、取り込んだデータを 1 回目デー
タエリアに登録してから、行ってください。
3.
・1 回目データ取り込み指令、2 回目データ取り込み指令画面(モード 2)
で、下記条件を満たすとき表示します。
・EMF＜0 または、EMF＞1500
・温度＜0 または、温度＞1200(K 選択時)
・温度＜0 または、温度＞1700(R 選択時)
・CO がアンダーレンジまたは、オーバーレンジ
・CP がアンダーレンジまたは、オーバーレンジ(CP で EMF 補正を行うとき)
・CO2 がアンダーレンジまたは、オーバーレンジ(CO2 で EMF 補正を行うとき)
・DP がアンダーレンジまたは、オーバーレンジ(DP で EMF 補正を行うとき)
4.
・CO 入力正常範囲上下限値(モード 5)で設定した値に対し、範囲外の値は設定できません。

5.
・モード 5 の全設定画面で、L≧H の場合に表示します。
・設定範囲を確認してください。

6.
・CO 入力スパン/ゼロ、CP 出力スパン/ゼロ、EMF 出力スパン/ゼロ(モード 6)で、Z≧S の場合に表示します。
・設定範囲を確認してください。

- 33 -

8．初期設定「7．設定画面」にて、モードごとに設定画面の説明をしましたが、実際には、それらの全てを設定する必要はありません。本製品の仕様、最終製品のシステム構成などに応じて、お客様が必要なパラメータを選択し、設定を行う必要があります。
ここでは、最終製品に取り付けて、最初に必ず行う最低限の設定手順について説明します。それ以外については、
必要に応じて設定を行ってください。

： 必ず設定： 必要に応じて設定※センサ(K 熱電対、または R 熱電対)を設定します。
①熱電対の設定： モード 6↓※4～20mA または 0～1V を設定します。

②CO 濃度

A4/V1↓※CO 入力のゼロデータとスパンデータを設定します。

③CO 入力スパン/ゼロ↓④CP 出力スパン/ゼロ※CP 出力(アナログ第1 出力)のゼロデータとスパンデータを設定します。

- 34 -

9．運 転9－1．運転前の確認
運転を開始する前に、下記の内容をご確認ください。
項

目

確

認

内

容

1.結 線

・結線が正しいことを確認してください。
特に、電源、出力、警報などの高電圧部分の配線は、充分に確認してください。
また、端子ネジの緩みがないことも確認してください。
・本製品の結線だけではなく、最終製品全体の結線も確認してください。

2.電 源

・電源が定格範囲内であることを確認してください。

3.設定内容・設定内容が正しいことを確認してください。
電源を投入すると、すぐに、測定が開始されます。

注

意①定格範囲以外の電源を接続した場合、本製品が故障するか、著しい劣化、誤動作などが生じます。
②本製品の入出力端子に過電流や過電圧を印加した場合、本製品が故障するか、著
しい劣化、誤動作などが生じます。

9－2．試運転
運転前の確認が終わりましたら、下記を参考に試運転を開始し、諸確認を行います。なお、本手順は、あくまで最も基本的な試運転手順の一例です。本製品の仕様、最終製品のシステム構成、制御条件などに応じて、確認内容を追加してください。

①本製品も含めてシステムを構成する機器が正常なことを確認します。
↓②本製品も含めてシステムを構成する機器間に接続されている全ての信号レベル(電圧値、電流値、ON/OFF 信号など)が正常なことを確認します。
↓③本製品に接続されている周辺機器との動作(警報、外部信号入力など)が正常なことを確認します。
↓④必要に応じて、本製品の各種パラメータの設定を行います。
↓⑤運転開始数時間後、本製品、およびシステムを構成する全ての機器も含めて、最終製品として正常なことを確認します。

- 35 -

9－3．運転中の注意
9－3－1．運転中の設定変更
運転中の設定変更は、いずれの設定画面の変更も実行可能です。ただし、パラメータにより、測定中の設定変更は、測定に悪影響を与える恐れがありますので、充分にご注意ください。

注

意①運転中の設定変更には充分にご注意ください。パラメータにより、測定に悪影響を与えることがあります。
②良質で安定した電源を供給してください。ノイズや瞬時停電などにより、本製品が悪影響を受けたり、思わぬ誤動作が発生することがあります。

- 36 -

10．主要機能の詳細説明
10－1．警報とエラーメッセージ表 示

エ ラ ー の 内 容

エラー時の処理Er1

O2 センサインピーダンス異常。
CP、CO2、DP 演算を行わない。
センサインピーダンスチェック（モード 4 にて設定）が行われた ステータス表示器「AL1」点灯。
ときの O2 センサインピーダンス値が 130kΩ以上のとき。

Er2O2 センサ入力異常。
下記条件ａ）かつｂ）を満たすとき。
ａ）入力電圧が範囲外(-160～1600mV 以外)。
ｂ）センサチェック開始温度≦温度補正演算後の温度測定値。

Er3

TC 入力異常。
温度入力信号が断線、または範囲外（※）の設定値が入力されたとき。
※MODE6 の TC TYPE SELECT「Ｋ」の場合：0～1200℃以外
MODE6 の TC TYPE SELECT「Ｒ」の場合：0～1700℃以外

Er4

CO 入力異常。
下記条件ａ）かつｂ）を満たすとき。
ａ）CO 入力値が MODE5「CO 入力正常範囲上下限値」で設定された範囲外となったとき、または入力信号が断線したとき。
断線：4～20mA 入力時は入力 0mA 相当時。
DC0～1V 入力時はプルアップ抵抗により入力範囲外に振り切った時。
ｂ）センサチェック開始温度≦温度補正演算後の温度測定値。

Er5

RJ データ異常。
ステータス表示器「AL2」点灯。
計器内部の基準点補償用データ(RJ データ)が範囲外（-70～120℃以外）のとき。

Er7

A/D コンバータ異常。
A/D コンバータからの信号が受信できないとき。

Er8

CP 補正値異常。
CP、CO2、DP 演算を行わない。
CP 補正値を計算した結果、その補正値が MODE5「補正値 Ka 上下 ステータス表示器「AL1」点灯。
限値」「補正値 Kb 上下限値」「補正値 A 上下限値」で設定された範囲外のとき。次回の補正計算で正常判定するまで異常状態を継続。但し、Ka、Kb、A が全て 0 のときは正常と判定する。

注）1．範囲外と記載のあるものは、実際にはスパンに対し、上下約 5%ずつの余裕を持たせてあります。
2．エラー表示は、設定表示器に表示します。これを表示するときは、CO2 と DP は表示はしません。
3．センサ異常出力が ON しているときは、前面の AL1 ランプを点灯、計器異常時は AL2 ランプを点灯します。
4．一度発生した異常は、MODE1「センサー異常リセット」操作を行うまで保持します。
5．Er1、2、4 は、温度がセンサチェック開始温度以下の場合、エラー表示およびセンサ異常出力はOFF(正常)とします。
6．Er2～7 は、検出条件が約 6 秒継続した場合に異常となります。

- 37 -

10－2．アナログ出力
アナログ出力は 2 点あり、出力信号はいずれも DC4～20mA です。各データのどこからどこまでの値(温度であれば0～1200℃を 4～20mA で出力、700～1000℃を 4～20mA で出力するなど)を各々(CP、温度、EMF、CO、CO2 または DP)についてスケーリング設定できるようになっています。
アナログ第 1 出力は CP 値をアナログ信号として出力します。CP 値のどこからどこまでを DC4～20mA で出力する
かは設定項目となっています。
アナログ第 2 出力は、EMF、温度、CO、CO2 または DP から選択し、出力します。この選択は、下段表示器に表示する項目と独立しています。
演算した結果は、MODE12「アナログ出力 マニュアル出力」にて AUTO 選択時、アナログ信号出力により、出力することができます(MANUAL 選択時はマニュアル出力値を出力)。

10－3．接点入力
1．センサバーンアウト中
信号入力(導通)中は、BURN ランプが点灯かつセンサーインピーダンスオートチェックおよびトリガ出力を中断します。
2．CO濃度外部入力可否
信号入力(導通)中は、EXT ランプが点灯します。下記①～③の条件を全て満たすとき、CO 値は外部からアナログ入力された値が選択されます。
①信号入力(導通)中②Er4 が発生していない③CO 入力値が MODE5「CO 入力正常範囲上下限値」で設定された範囲内のとき
3．演算出力ホールド
信号入力(導通)中は、CP、CO2、DP の演算および表示出力値がホールドされます。ただし、温度と CO 濃度および EMF は、ホールドされません。
一次遅れ演算中に信号入力(導通)したときは、整定後、ホールドされます。

- 38 -

10－4．EMF 補正測定された O2 入力(EMF)は、所定の補正式にて補正できます。EMF 補正演算で使用する Ka、Kb、A の補正パラメー
タは、自動補正処理にて算出されます。但し、インピーダンスチェック中は、EMF 補正機能の処理は行いません。
この機能は、お客様により手動操作で開始されます。この作業中は、通常の機能は中断されますが、CP、TEMP(CO、EMF)表示出力は、通常モードと同様に出力表示します(データ取り込み、書き込み中は、出力を保持)。
補正値としては、CP 値、CO2 値、DP 値の 3 通りあり、いずれか 1 つを事前に選択し、選択されたシステムデータの補正値データ選択から入力します。また、1 点(スパン)の補正値で行う方法と 2 点(スパンとゼロ)の補正値で行う方法があります。
1．補正手順①１点補正（連続炉など）用
自動補正は、ワーク挿入状態で炉扉開の手前の時点で実施する方が効果的です。

MODE2「補正用データ選択」画面で補正用データに何を採用するか設定し、ＣＰ演算器に入力します。

他の計器（抵抗式ＣＰ計，ＣＯ２計，ＤＰ計）の計測を実施します。

他の計器計測実施中に自動補正を行うタイミング（Ａ点）で、MODE2「１回目データ取り込み指令」画面
ＣＰ演算器にスパン用データを取り込みます。

MODE3「今回１回目ＥＭＦ/温度」｢今回１回目ＣＯ/測定値｣画面で、ＣＰ演算器に取り込まれたスパン用
データが正常であるか確認します。値が正常で無い場合は、再度 MODE2「１回目データ取り込み指令」画
面でＣＰ演算器にスパン用データを取り込みます。

MODE3｢今回１回目ＣＯ/測定値｣画面で、補正用データに採用した値へ他の計測値を入力します。

MODE2｢自動補正作業開始指令｣画面で、自動補正を開始させます。

- 39 -

②２点補正（連続炉など）用
設定を大きな範囲（０．３％Ｃ以上）で変化させる連続炉にも使用すると効果的です。

MODE2「補正用データ選択」画面で補正用データに何を採用するか設定し、ＣＰ演算器に入力します。

操業条件中最も高いＣＰ値条件において、他の計器（抵抗式ＣＰ計，ＣＯ２計，ＤＰ計）の計測を実施します。

他の計器計測実施中に自動補正を行うタイミング（Ａ点）で、MODE2「１回目データ取り込み指令」画面
ＣＰ演算器にスパン用データを取り込みます。

MODE3「今回１回目ＥＭＦ/温度」｢今回１回目ＣＯ/測定値｣画面で、ＣＰ演算器に取り込まれたスパン用
データが正常であるか確認します。値が正常で無い場合は、再度 MODE2「１回目データ取り込み指令」画
面でＣＰ演算器にスパン用データを取り込みます。

MODE3｢今回１回目ＣＯ/測定値｣画面で、補正用データに採用した値へ他の計測値を入力します。

操業条件中最も低いＣＰ値条件において、他の計器計測実施中に自動補正を行うタイミング（Ｂ点）で、MODE2「２回目データ取り込み指令」画面ＣＰ演算器にゼロ用データを取り込みます。

MODE3「今回２回目ＥＭＦ/温度」｢今回２回目ＣＯ/測定値｣画面で、ＣＰ演算器に取り込まれたスパン用
データが正常であるか確認します。値が正常で無い場合は、再度 MODE2「２回目データ取り込み指令」画
面でＣＰ演算器にスパン用データを取り込みます。

MODE3｢今回２回目ＣＯ/測定値｣画面で、補正用データに採用した値へ他の計測値を入力します。

MODE2｢自動補正作業開始指令｣画面で、自動補正を開始させます。

- 40 -

2．Ka、Kb、Aの異常判定算出した Ka、Kb、A に対し、予め設定されている上下限値の範囲に入っているか否かを判定し、外れている
場合は、CP 補正値異常と判定し、それ以前の補正値をそのまま使用して、以降の CP 演算を行います。
CP 補正値異常は、エラーコードの表示(Er8)と警報出力(AL1)を行い、MODE1「センサー異常リセット」操作を行うか、新たな補正作業を行い正常な値が得られるまで、異常状態を継続します。

10－5．入力平均フィルタ
温度、CO、EMF の各入力に対し、入力平均フィルタ演算をすることができます。
X[n-6] X[n-5] X[n-4] X[n-3] X[n-2] X[n-1]X[n]X[n+1] X[n+2]Y[n-6] Y[n-5] Y[n-4] Y[n-3] Y[n-2] Y[n-1]Y[n]Y[n+1] Y[n+2]演算式は下記の通りです。
N X [n  k  1]

Y [n]  k 1N

ただし、
X[n]：入力平均フィルタ演算前の値
Y[n]：入力平均フィルタ演算後の値
N：入力平均フィルタ回数(MODE0「入力平均フィルタの回数」で設定)

10－6．温度移動平均
温度入力については、入力平均フィルタ演算に加えて温度移動平均演算をすることができます。
Y[m-60] … Y[m-30] …

Y[m-1]

Y[m]Y[m+1] … Y[m+29] Y[m+30] …

バッファリングY[m-60]Y[m-30]Y[m]Y[m+30]

移動平均演算Z[m+30～m+59]Z[m-30～m-1]

Z[m～m+29]Z[m+30～m+59]

1 分に 1 度、温度のバッファリングを実施し、バッファリングされた温度で移動平均演算を実施します。演算式
は下記の通りです。
M 1

 Y [m  30(k  1)]

Z [m～(m  29)]  k 1

M 1

ただし、
Y[m]：入力平均フィルタ演算後の温度
Z[m]：温度移動平均演算後の温度
M：温度移動平均時間
温度移動平均が有効の場合、温度は 1 分毎に変化します。M=0 のとき、温度移動平均機能は無効となります。

- 41 -

10－7．客先目盛調整
本製品には、モード 12 に客先目盛調整の機能を備えています。高精度電圧電流発生器、デジタルマルチメータ、ダイヤル抵抗器などを用意していただくことにより、お客様側で目盛調整を行うことができます。
10－7－1．概 要
本機能は、下記の入出力機能の目盛調整を行うことができます。
・アナログ第 1 出力・アナログ第 2 出力
10－7－2．目盛調整の考え方
目盛調整は、下記のような[Y=aX+b]の式による内部演算処理で行い、ゼロ補正(b に相当)とスパン補正(a に相当)のふたつの補正値で実現しています。

20mA
a：サンプル直線の係数

サンプル直線
Y=aX+b

測
定

理想直線

値

Y=X

［Y］

b：サンプル直線のシフト分
4mA

4mA 相当出力値

20mA 相当出力値

出 力 値 ［X］

理想直線は、測定誤差がないときの直線です。
「4mA 相当出力値」を出力させれば 4mA を出力、「20mA 相当出力値」を出力させれば 20mA を出力します。
したがって、式で示すと、補正値がないため、Y=X になります。
サンプル直線の場合、理想直線と比べて、4mA 付近で b 分だけ＋側にシフトし、さらに、直線の傾きが小さくなっている直線です。
例えば、「4mA 相当出力値」を出力させた際、4.04mA を出力、「20mA 相当出力値」を出力させた際、20.02mA を出力する場合などです。
したがって、-0.04mA 相当分のバイアス(b)を加算し、さらに、傾きを大きくする係数(a)を掛けることによって出力ズレをなくすことができます。

- 42 -

10－7－3．出力関係の目盛調整
出力関係(アナログ出力)の目盛調整の手順について説明をします。
1．測定器関係の用意
調整する入力アナログ出力必 要 な 測 定 器 や 器 具①デジタルマルチメータ
・確度：±0.05%以下

2．結 線

＋
○

－
○

＋

＋

－

－

（本製品）

＋
○

－
○

（ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁﾒｰﾀ）※端子番号は形式により異なります。
［ アナログ出力 ］
3．目盛調整①準備と通電・本製品の環境条件を「基準動作条件」にして、安定させます。
・結線を確認後、本製品と測定器関係を通電状態にして、安定させます。
②調整前の出力チェック
・下記を参考に、調整前の出力チェック(3 ヶ所)を行います。
最小値：4mA(出力値： 0%)

中央値：12mA(出力値： 50%)

最大値：20mA(出力値：100%)

調整前の出力チェック
調整後の出力チェック③シフト補正値の設定
・出力を 0%に設定します。
・最小値が理想値に比べて、4mA 以上ならばシフト補正値は－の値を設定し、4mA 以下ならばシフト補正値は＋の値を設定します。
・シフト補正値の値は、デジタルマルチメータを見ながら、理想値に合う値を設定します。
④レンジ補正値の設定
・出力値 100%を出力します。
・最大値が理想値に比べて、20mA 以上ならばレンジ補正値は 1.0 以下の値を設定し、反対に 20mA 以下ならばレンジ補正値は 1.0 以上の値を設定します。
・レンジ補正値の値は、デジタルマルチメータを見ながら、理想値に合う値を設定します。
⑤再調整
・何回か③項と④項の調整を繰り返し行い、出力値が許容範囲内に入ることを確認します。
⑥調整後の指示チェック・調整前と同様に、調整後の出力チェック(3 ヶ所)を行い、問題ないことを確認します。

- 43 -

11．トラブルシューティング
症

状

確

認

事

項

1.誤差がある。
または、不安定である。

・センサとの結線に問題がないことを確認してください。
・熱電対の場合、熱電対や補償導線で端子ネジまで結線をされていることを確認してください。
・端子ネジがしっかり締まっていることを確認してください。
・センサ信号が他機器と並列接続をしていないことを確認してください。
・センサ信号に保護素子などが接続され、インピーダンスが高くなっていないことを確認してください。
・センサ自体の出力信号や出力仕様(インピーダンスなど)に問題がないことを確認してください。
・接地端子が良質な保護接地に接続されていることを確認してください。
・ノイズがないことを確認してください。
・入力条件（CO 濃度，炉内温度など）が、正しく入力されているか確認して下さい。
・環境や雰囲気(周囲温度、風など)に問題がないことを確認してください。
・各種パラメータ(測定レンジ、センサ補正、客先目盛調整など)の設定内
容が正しいことを確認してください。

2.表示が「￣￣￣￣」になる。

・過大入力、あるいは上限バーンアウトの状態です。センサ信号を確認してください。

3.表示が「＿＿＿＿」になる。

・過小入力、あるいは下限バーンアウトの状態です。センサ信号を確認してください。

4.アナログ出力が不安定である。

・アナログ出力との接続機器間で、結線に問題がないことを確認してください。
・端子ネジがしっかり締まっていることを確認してください。
・ノイズがないことを確認してください。
・各種パラメータの設定内容が正しいことを確認してください。

5.ステータス表示の「Er」が点灯する。

・異常を示します。本製品の内部回路が異常の場合のほか、ノイズによる悪影響を受けている場合もありますので、ノイズがないことを確認してください。
［Ｅｒ＊］が表示されたら、「11.1［Ｅｒ＊］が表示されたら」を参照下
さい。

6.原因不明だが、動作がおかしい。

・各種パラメータの設定内容が正しいことを確認してください。
・それでも明らかに本製品の動作がおかしい場合、設定内容の初期化を行ってください。再度、全ての設定を行い、問題がないことを確認してください。

7.設定表示器が正常に見えない。または、縞模様が入る。

・モード 11 の「表示コントラスト」の設定値を適正な値に設定してください。およそ 40～70％が目安です。80～100%の範囲に設定すると縞模様が入ります。通常は、初期値(50%)のままにしておきます。

8.パラメータ設定時にワーニン
グメッセージが表示される。

・設定登録ができない設定内容になっていますので、ワーニングメッセー
ジと設定内容を確認し、正しい設定内容に変更してください。

- 44 -

上記のトラブルシューティングを実行しても改善が見られない場合、ご購入先(計装業者、設置業者、販売業者)、もしくは最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

警

告

修理や改造が必要な場合は、ご購入先、もしくは最寄りの弊社営業所までご連絡ください。弊社の認定したサービス員以外による部品交換などの修理や改造は禁止されています。
修理中に予想外のトラブル(停電、地震、その他予期せぬ事故)が発生した場合、設定されていたデータが消えてしまう可能性があります。修理に出す前に、必ず設定されているデータの控えをとってください。
また、データが消えてしまった場合、いかなる場合もそのデータの保障はできません。

- 45 -

11－1．［Ｅｒ１］Ｏ2 センサインピーダンス異常が表示されたらＥｒ１を出力した

MODE４－３
PV CHECK 温度データは750℃以上？

No

750℃以上のデータにする

Yes
MODE４－４
PV CHECK EMF データは1000mV 以上？

No

1000mV 以上のデータにする

Yes
MODE１－６
PV ERROR RESET を ON にする

MODE１－６
PV ERROR RESET を ON にする

MODE４－５
PV CHECK を ON にする

再度 Er１ を出力？

No

（ノイズ等による誤動作です）
そのままご使用下さい

Yes
リード線が
断線していませんか？

No

Yes（センサが劣化しています）
センサ交換

断線修理

MODE１－６
PV ERROR RESET を ON にする

ＥＮＤ- 46 -

11－2．［Ｅｒ２］Ｏ2 センサ入力異常が表示されたらＥｒ２を出力した

MODE４－３
PV CHECK 温度データは750℃以上？

No

Yes
センサの
配線は正常？
（±逆，リード断線）

No

Yes
750℃以上でセンサ
出力が-100～1500mV の範囲？
（電圧計で測定）

No

750℃以上のデータにする

配線を修正する（センサ異常です）
センサ交換

Yes
MODE１－６
PV ERROR RESET を ON にする

再度 Er２を出力？

MODE１－６
PV ERROR RESET を ON にする

No

Yes

電源 OFF して再投入下さい

再度 Er２を出力？

No

Yes
初期化後データを再設定して下さい

再度 Er２を出力？
Yes

No（ノイズ等による誤動作です）
そのままご使用下さい

メーカーへ連絡修理

ＥＮＤ- 47 -

11－3．［Ｅｒ３］ＴＣ入力異常が表示されたらＥｒ３を出力した

MODE６－２の
TC TYPE は正しい？

No

Yes
TC 入力
配線は正常？
（±逆，断線）

No

TC TYPE を正しく入力する

配線を修正（修理）する

Yes
TC の入力信号は正常ですか？

No（TC が異常です）
TC 交換

Yes
MODE１－６
PV ERROR RESET を ON にする

再度 Er３を出力？

MODE１－６
PV ERROR RESET を ON にする

No

Yes

電源 OFF して再投入下さい

再度 Er３を出力？

No

Yes
初期化後データを再設定して下さい

再度 Er３を出力？
Yes

No（ノイズ等による誤動作です）
そのままご使用下さい

メーカーへ連絡修理

ＥＮＤ- 48 -

11－4．［Ｅｒ４］ＣＯ入力異常が表示されたらＥｒ４を出力した

MODE４－３のPV CHECK 温度データは750℃以上？

No

Yes
MODE５－２
CO Hi，Lo データは
入力変動値以上？

No

Yes
MODE６－５
CO INPUT は入力値と一致してま
すか？

No

Yes
MODE６－３
CO INPUT の信号種別は入力信号と一致してますか？

No

Yes
CO 入力
配線は正常？
（±逆，断線）

No

Yes
CO 計の
出力信号は正常？

No

750℃以上のデータにする

CO Hi，Lo データを再設定

CO INPUT データを再設定

CO INPUT 信号種別を再設定

配線を修正（修理）する

ＣＯ計修理

Yes
MODE１－６
PV ERROR RESET を ON にする

再度 Er４を出力？

MODE１－６
PV ERROR RESET を ON にする
No

Yes
電源 OFF して再投入下さい

再度 Er４を出力？

No

Yes
初期化後データ再設定下さい

再度 Er４を出力？

No（ノイズ等による誤動作です）
そのままご使用下さい

Yes

メーカーへ連絡修理

ＥＮＤ- 49 -

11－5．［Ｅｒ５］ＲＪデータ異常が表示されたら

Ｅｒ５を出力した

MODE１－６
PV ERROR RESET を ON にする

再度 Er５を出力？

No

Yes

電源 OFF して再投入下さい

再度 Er５を出力？

No

Yes
初期化後データを再設定して下さい

再度 Er５を出力？

No（ノイズ等による誤動作です）
そのままご使用下さい

Yes

メーカーへ連絡修理

ＥＮＤ- 50 -

11－6．［Ｅｒ７］Ａ／Ｄコンバータ異常が表示されたらＥｒ７を出力した

MODE１－６
PV ERROR RESET を ON にする

再度 Er７ を出力？

No

Yes

電源 OFF して再投入下さい

再度 Er７ を出力？

No

（ノイズ等による誤動作です）
そのままご使用下さい

Yes

メーカーへ連絡修理

ＥＮＤ- 51 -

11－7．［Ｅｒ８］ＣＰ補正値異常が表示されたら

Ｅｒ８を出力した

MODE３－６
NOW の KA，B，A の値は
MODE５－３,４,５の上下限範囲？

Ｅｒ８－①

Yes

No
Ｅｒ８－②へ（次頁へ）

MODE３－６の NOW の KA，B，A の値を先回の値にする

MODE１－６
PV ERROR RESET を ON にする

MODE５－３,４,５のKA，B，A の上下限値は正しく入力されていますか？

No

データ修正する

Yes
MODE２－２のEMF CORRECT のデータ種は正しく選択されていますか？

No

データ修正する

Yes
MODE３－３,４のNOW1，NOW2，の EMF，TCO，C のデータは正常ですか？

No

データ修正するか再度補正操作して下さい

Yes

再度補正操作を実施する

再度 Er８を出力？

Yes

センサ出力が異常です。
MODE５－３,４,５の上下限値を広げるかセンサ出力の異常原因を究明修理下さい。

No

MODE１－６
PV ERROR RESET を ON にする

そのままご使用下さい

ＥＮＤ- 52 -

Ｅｒ８－②Ｅｒ８－②（前頁から）

MODE１－６
PV ERROR RESET を ON にする

再度 Er８ を出力？

No

Yes

電源 OFF して再投入下さい

再度 Er８ を出力？

No

Yes
初期化後データを再設定下さい（全て）再度 Er８ を出力？

No

（ノイズ等による誤動作です）
そのままご使用下さい

Yes

メーカーへ連絡修理

ＥＮＤ- 53 -

11－8．温度表示が高いとき
温度表示が高い（低い、－－－を表示する

MODE６－２の
TC TYPE は正しいですかNo

TC TYPE を正しく入力する

Yes

MODE１－５のTEMP OUT は AVE ですか

YesNo
Yes MODE０－８の TC RUNNING
AVERAGE を０とするか
設定時間経過するまで待ってくださいMODE１－５のTEMP OUT を REAL にすると
正常ですか
No

MODE０－２の TEMPSHIFT のデータはマスター温度との偏差分ですかNo

正しく入力する

Yes
端子部のTC 入力信号は正常ですかNo

TC の信号不良修理

Yes

ＥＮＤ

メーカーへ連絡修理- 54 -

11－9．ＣＯのデータが入力できないとき
ＣＯのデータが入力できない

MODE５－２ CO High Lo データ範囲外のデータは入力できません
CO High Lo データを変更下さい

11－10．センサ出力とＣＰ表示値が一致しないとき
センサ出力とＣＰ表示値が一致しない

MODE３－６
NOW KA,B,A の値は全て
０ですか
Yes

No

温度
およびＣＯ濃度は正常ですかNo

補正演算をしているためです。
データを全て０にして確認後
再度データを入力して使用下さい

正常な値に修正する

Yes

MODE３－６の NOW
KA,B,A を全て０にしMODE１－２の SECOND DISP を ONにし MODE１－３DOWN DISP を EMFとしたときセンサ出力と表示値の差は±３mV 以内ですか

Yes

計器は正常です。
換算表を再度確認下さい。

ＥＮＤ

メーカーへ連絡修理- 55 -

12．点検と保守
12－1．点 検
12－1－1．試運転による点検
毎回の運転開始前に試運転を行い、本製品、および最終製品が正常なことを確認してください。
12－1－2．寿命部品精度の点検
本製品には、測定精度や伝送信号出力の精度など、お客様の必要に応じて、定期的な精度点検が必要なものがあります。これらは、経年変化などにより、ご購入いただいた時点から、若干、精度的にずれてくる可能性があります。
モード 12 にある客先目盛調整の機能を使って、お客様側でも調整が可能ですが、弊社でも精度点検を実施しておりますので、ご購入先、もしくは最寄りの弊社営業所までご相談ください。
12－1－3．オーバーホール
長期的に信頼性を保つため、2～3 年を目処に、オーバーホールをお勧めします。オーバーホールのご用命は、
ご購入先、もしくは最寄りの弊社営業所までご相談ください。

12－2．廃 棄注

意①本製品を構成する部品には、RoHS 指令で定められた規定量以下の微量な有害化
学物質が含まれています。
②本製品を廃棄する際は、必ず、専門業者へ廃棄を依頼してください。
または、各地方自治体の定める方法に従って廃棄してください。
③本製品の梱包していた箱やビニール袋、緩衝材、シールなどは、各地方自治体の定める方法に従って分別し、処理してください。

- 56 -

13．仕 様13－1．アナログ入力仕様
入力点数：3 点
入力信号：(a)温度入力…0～1700℃ (R 熱電対)
または、…0～1200℃ (K 熱電対)(b)CO 入力… 4～20mA または 0～1V (0.00～99.99%)(c)O2 入力… -100～1500mV
入力絶縁：温度入力と O2 入力間は絶縁
温度入力と CO 入力間は非絶縁
CO 入力と O2 入力間は絶縁
サンプリング周期：2 秒以下
バーンアウト：熱電対入力…オーバーレンジ
CO 入力…アンダーレンジ
O2 入力…なし
測定精度定格：熱電対入力…±0.1%FS±1digit (基準動作条件にて)
CO 入力…±0.1%FS±1digit
O2 入力…±0.1%FS±1digit
基準点補償精度：K 熱電対…±1℃ または ±20μV 相当値(周囲温度 13～33℃)±2℃ または ±60μV 相当値 (周囲温度上記範囲外)
R 熱電対…±1℃ または ±40μV 相当値 (周囲温度 13～33℃)±3℃ または ±120μV 相当値 (周囲温度上記範囲外)
入力抵抗：温度…1MΩ以上
CO 入力…1MΩ以上 (電圧入力)
約 50Ω (電流入力)
O2 入力…10MΩ以上

13－2．外部接点入力
入力点数：3 点
入力信号：無電圧接点、オープンコレクタ信号
外部接点容量：5VDC 2mA
機能：センサバーンアウト中
CO 濃度外部入力可否
演算出力表示ホールド

13－3．インピーダンスチェック仕様
O2 センサと並列に 1MΩの抵抗を挿入し、O2 センサのインピーダンスチェックを行ないます。

13－4．アナログ出力仕様
アナログ出力点数：2 点
アナログ出力信号方式：4～20mA(a)第 1 アナログ出力：DAC(b)第 2 アナログ出力：PWM または、DAC (購入時に指定)
出力信号種類：(a)第 1 アナログ出力：CP 演算値(b)第 2 アナログ出力：EMF、温度、CO、CO2、または、DP からキー操作で選択- 57 -

出力スケール：各データは、出力のスケーリング設定が可能
負荷抵抗：400Ω以下
出力更新周期：2 秒以下
出力精度：DAC 方式…±0.1%FS
PWM 方式…±0.3%FS
出力絶縁：各入力と各出力は絶縁13－5．接点出力仕様
出力点数：2 点
接点容量：抵抗負荷…100～240VAC 3.0A 以下、30VDC 3.0A 以下
誘導負荷…100～240VAC 1.5A 以下、30VDC 1.5A 以下
出力形態：AL1…センサ異常出力
AL2…計器異常出力13－6．一般仕様
定格電源電圧：一般電源仕様…100～240VAC
定格電源周波数：一般電源仕様…50Hz または 60Hz
最大消費電力：一般電源仕様…100VAC のとき 15VA
240VAC のとき 20VA
使用温度範囲：-10～50℃
使用湿度範囲：10～90%RH（結露なきこと）
ただし、下記条件以外でのご使用は性能劣化や低下を生じる可能性があります。
20～65%RH(０～50℃)
20～80%RH(５～40℃)
停電対策：EEPROM による設定内容の保持(書換回数 100 万回以下)
端子ネジ：M3.5
絶縁抵抗：一次端子と二次端子間 20MΩ以上 (500VDC)
一次端子と接地端子間 20MΩ以上 (500VDC)
二次端子と接地端子間 20MΩ以上 (500VDC)
耐電圧：一次端子と二次端子間 1,500VAC (1 分間)
一次端子と接地端子間 1,500VAC (1 分間)
二次端子と接地端子間
500VAC (1 分間)※一次端子は電源端子(100～240VAC)、制御出力端子、警報出力端子とします
外郭材質：難燃性ポリカーボネート
色：グレー
取付方法：パネル埋込取付
外形寸法：H96×W96×D127mm※パネル面からの奥行寸法は 120mm です
質量：約 580g
EU RoHS 指令：適合- 58 -

14．パラメータ一覧表
モード
No.

0

1

2

設

定

項

お客様の設定値

設

定

範

00℃

-99～99℃

CO 濃度ローカル設定値

23.5%

0.0～99.9%

H2 濃度ローカル設定値

29.4%

0.0～99.9%

CP1 次遅れ定数0000sec

0000～9999 秒

CO1 次遅れ定数0000sec

0000～9999 秒

05

1～10 回温度移動平均時間

00min

0～30 分

設定表示器表示/消灯

ON

ON、OFF

下段表示項目切換

TEMP

EMF、TEMP、CO

第 2 アナログ出力項目切換

TEMP

EMF、TEMP、CO、CO2、DP

温度表示出力リアル/移動切換

REAL

REAL、AVERAGE

補正用データ選択

CP

CP、CO2、DP

EMF

0000mV

0～1500mV

今回 2 回目 EMF/温度

T

0000℃

0～1200℃(K 選択時)、0～1700℃(R 選択時)

CO

00.0%

00.0～99.9%

CP
CO2
DP

0.00%
00.000%00.0℃

0.00～9.99%(CP 選択時)
0.000～9.999%(CO2 選択時)
-30.0～30.0℃(DP 選択時)

EMF

0000mV

0～1500mV

T

0000℃

0～1200℃(K 選択時)、0～1700℃(R 選択時)

CO

00.0%

00.0～99.9%

CP
CO2
DP

0.00%
00.000%00.0℃

0.00～9.99%(CP 選択時)
0.000～9.999%(CO2 選択時)
-30.0～30.0℃(DP 選択時)

Ka

0.000

-9.999～9.999

Kb

0.000

-9.999～9.999

A

0.000

-9.999～9.999

センサーチェック周期1440min0～9999 分

センサーチェック開始温度

0750℃

0～1000℃

センサーチェック開始EMF

1000mV

0～1500mVL

15.0%

0.0～99.9%

H025.0%

0.1～100.0%

L-0.200-9.999～9.998%

H

1.800

-9.998～9.999%

L-2.500-9.999～9.998%

H

2.500

-9.998～9.999%

L-3.000-9.999～9.998%

H

3.000

-9.998～9.999%

熱電対切換 R/K

K

R、K

CO 濃度切換 A4/V1

4～20mA

4～20mA、0～1V

CO 出力切換

INPUT

INPUT、CP

00.0%

0.0～99.8%

今回 2 回目 CO/測定値

今回補正値 Ka/Kb/A

CO 入力正常範囲上下限値

補正値 Ka 上下限値

5囲

入力平均フィルタの回数

今回 1 回目 CO/測定値

4(工場出荷時)温度補正値

今回 1 回目 EMF/温度

3

初 期 値

目

補正値 Kb 上下限値

補正値 A 上下限値

6
CO 入力スパン/ゼロ

Z- 59 -

CP 出力スパン/ゼロ

EMF 出力スパン/ゼロ

温度出力スパン/ゼロ

CO 出力スパン/ゼロ

CO2 出力スパン/ゼロ

DP 出力スパン/ゼロ

11

12

S

50.0%

0.1～99.9%

Z

0.3%

0.0～9.8%

S

1.3%

0.1～9.9%Z

1000mV

0～1499mVS

1200mV

1～1500mV

Z

0000℃

0～1699℃

S

1000℃

1～1700℃Z

00.0%

0.0～99.8%

S

50.0%

0.1～99.9%Z

00.000%00.000～99.998%

S

99.999%00.001～99.999%

Z-30.0℃-30.0～29.9℃

S

30.0℃

-29.9～30.0℃

表示コントラスト050%

0～100%

キーバックライト

AUTO

AUTO、OFF、ON

アナログ第 1 出力・シフト補正

00.00-10.00～10.00

アナログ第 1 出力・レンジ補正1.00000.9000～1.1000

アナログ第 2 出力・シフト補正

00.00-10.00～10.00

アナログ第 2 出力・レンジ補正1.00000.9000～1.1000

AUTO

AUTO、MANUAL

000%

000～100%

AUTO

AUTO、MANUAL

000%

000～100%

アナログ第 1 出力・マニュアル出力

アナログ第 2 出力・マニュアル出力- 60 -

15．パラメータディレクトリ一覧表
測定画面

モード 0

モード 1

モード 2

モード 3

モード 4

温度補正値

第 2 表示部
表示/消灯

補正用
データ選択

今回 1 回目
EMF/温度センサーチェック周期

CO 濃度
ローカル設定値

下段表示
項目切換

1 回目データ
取り込み指令今回 1 回目
CO/測定値

センサーチェック
開始温度

H2 濃度
ローカル設定値

第2 アナログ
出力項目切換2 回目データ
取り込み指令今回 2 回目
EMF/温度センサーチェック
開始EMF

CP
1 次遅れ定数

温度表示出力リアル/移動切換

自動補正作業開始命令

今回 2 回目
CO/測定値

センサーチェック
手動スタートCO
1 次遅れ定数

センサー異常リセット

今回補正値
Ka/Kb/A

センサー
抵抗値

入力平均
フィルタの回数

前回 1 回目
EMF/温度/CO

センサー抵抗値
データクリア

温度移動
平均時間

前回 2 回目
EMF/温度/CO
前回補正値
Ka/Kb/A- 61 -

モード 5モード 6

CO 入力正常範囲上下限値

熱電対切換
R/K

モード 11

アナログ第1
出力・シフト補正

CO 濃度切換A4/V1

表示
コントラストCO 出力切換キー
バックライト

補正値 Ka
上下限値

CO 入力
スパン/ゼロ

補正値 Kb
上下限値

CP 出力
スパン/ゼロ

補正値 A
上下限値

EMF 出力スパン/ゼロモード 12

アナログ第1
出力・レンジ補正
アナログ第2
出力・シフト補正
アナログ第2
出力・レンジ補正
アナログ第1 出力
マニュアル出力アナログ第2 出力
マニュアル出力

温度出力
スパン/ゼロ
CO 出力
スパン/ゼロ
CO2 出力スパン/ゼロ
DP 出力
スパン/ゼロROM
バージョン情報- 62 -

本取扱説明書の記載内容は予告なく変更する場合があります。
製品の取り扱いに関する問い合わせは、当社またはお買い求め先の代理店までご連絡ください。
お問い合わせフォーム URL：https://www.energys.co.jp/inq/keisoku.php
エナジーサポート株式会社〒484-8505 愛知県犬山市字上小針 1 番地