定格出力定格定格出力電圧PSF-400H

PSF-800H
800.0V

設定確度

0.1%setting ± 2digit (23°C ± 5°C)

分解能

100mV

表示確度
定格出力電流※ 1
設定確度
分解能

0.2%reading ± 2digit (23°C ± 5°C)
3.00A
6.00A

表示確度

0.3%reading ± 2digit (23°C ± 5°C)

定格出力電力※ 2

0.2%setting ± 2digit (23°C ± 5°C)
10mA
400W

800W

0.5% ± 10W
ファンモータによる強制空冷

対接地電圧

表示確度

0.5%reading ± Vout × 40mA (23°C ± 5°C)

絶縁抵抗

入力定格

電源変動※ 5
負荷変動※ 6定格電圧の 0.01% ± 20mV

リップルノイズ (p-p) ※ 7

70Amax.

定格電圧の 0.01% ± 30mV
250mV
300mV
ただし、出力電圧が定格電圧の 1% 以上の時

リップルノイズ (rms) ※ 8

過渡応答 (typ) ※ 9
立ち上がり時間 (typ) ※ 10
立ち下がり時間 (typ) ※ 11
温度係数 (typ) ※ 12

20mV

25mV

(2A 以下の電流のとき )35mV(2A 以下の電流のとき )40mV(2A を超える電流のとき )(2A を超える電流のとき )ただし、出力電圧が定格電圧の 1% 以上の時
7ms
200ms( 定格負荷 ) 200ms( 無負荷 )500ms( 定格負荷 ) 1000ms( 無負荷 )± 100ppm/°C(30 分のウォームアップ後 )20mA

フレキシブルレンジ直流安定化電源PSF-Hシリーズカタログ± 200ppm/°C(30 分のウォームアップ後 )

その他
冷却方法
絶縁耐圧

35Amax.

定格電流の 0.05% ± 15mA
15mA

定電力特性
電源変動※ 5± 10W ただし、出力電圧が定格電圧の 1% 以上の時10W

単相 AC100V 〜 240V 周波数 : 50Hz/60Hz560VA
1120VA
0.99

PSF-800H

定格電流の 0.05% ± 10mA

リップルノイズ (rms)
温度係数 (typ) ※ 12設定確度
分解能

入力電圧
消費電力※ 3
※4
力率
突入電流
定電圧特性

PSF-400H

定電流特性
電源変動※ 5負荷変動※ 13Regulated DC Power Supply± DC1000V
入力電源端子 - 筐体間 : AC1500V

1 分間

入力電源端子 - 出力端子間 : AC2300V 1 分間
入力電源端子 - 筐体間 : DC500V 30M Ω以上
入力電源端子 - 出力端子間 : DC1000V

30M Ω以上

出力端子 - 筐体間 : DC1000V

30M Ω以上

外形寸法 ( 突起含まず )質量124(H)mm × 210(W)mm × 290mm(D)
約 5kg
約 6kg

※1: 前面出力端子の最大出力電流は3A(400H)、または6A(800H)です。
※2: 定電圧状態(CV)や定電流状態(CC)から定電力状態(CP)へ切替えるとき、およびその逆のときには、オーバーシュート・リンギングなどが発生する場合があります。
※3, 4: 定格出力電圧、入力電圧AC100Vにて※5: AC100Vから240V間で電源電圧を±10%変化させたときの変動値。
※6: 定格出力電圧に設定して、負荷を定格負荷から無負荷(オープン)に変化させたときの変動値。

最高電圧800V！
定格電力内で可変領域6倍の直流安定化電源※7: 測定周波数は20MHzまで。
※8: 測定周波数は300kHzまで。
※9: 定格出力電圧に設定して、出力電流を最大出力電流の50%から100%に変動させた時に、出力電圧が定格出力電圧の0.1%＋10mV以内に復帰するまでの応答時間。
※10: 固定負荷での値。出力電圧が定格出力電圧の10%から90%に立ち上がるまでの時間。
※11: 固定負荷での値。出力電圧が定格出力電圧の90%から10%に立ち下がるまでの時間。
※12: 30分のウォームアップ後の値(外部コントロール時は除く)。
※13: 定格出力電流に設定して、負荷を定格負荷から無負荷(ショート)に変更させた時の変動値。

外観図

フレキシブルレンジ直流安定化電源

PSF - H Series

2011.2.28 JPSFH1102N (NTS03) Printed in Japan.

フレキシブルレンジ直流安定化電源

PSF Series 概要

90度回転可能な丸型パネル操作部

PSF-Hシリーズは定格電力内で広範囲の電圧・電流設定が可能なスイッチング方式のフレキシブルレンジ直流安定電源です。電圧可変範囲は0〜800Vで定格電力400WタイプのPSF-400Hと、800WタイプのPSF-800Hの2機種をラインナップしました。
ハイブリッド車や電気自動車の電装部品や太陽光発電システムなどに用いられる高耐圧のコンデンサやリレーといった電子部品の評価試験用に、あるいは高電圧のLED照明機器の電源などに最適です。

フロントパネルの操作部は丸型で90度回転しますので、作業環境に応じて横置き縦置きどちらでも操作性を損なうことなく使用できます。

定電力（CP）動作

定電圧（CV）動作と定電流（CC）動作に加えて定電力（CP）動作ができますので、任意の電力を供給する場合や、負荷側に過大な電力が印加されるのを防止するリミット機能としても使用できます。
電圧最大設定電力PSF-400H : 400W
PSF-800H : 800W

最小設定電力（10W）
定電力制御範囲

用途☆EV/HEV用リチウムイオン電池☆LED照明、LEDバックライトテレビ☆車載DC/DCコンバータ☆高圧コンデンサ、リレー☆太陽光発電パワーコンディショナー
☆パワー半導体

ハーフラックサイズで奥行き290mmの小型筐体

PSF-400H、PSF-800H 共にハーフラック幅（横置き時）で奥行きは 290mm の小型筐体の為、ベンチトップなどでも作業スペースを確保できます。

マスター・スレーブ並列動作

PSF-400H は 800W まで、
PSF-800H は 1600Wまでの容量拡張が可能です。
（同一機種 2 台まで）

800V /3A /400W価

800V /6A /800W

格型 名
PSF-400H
PSF-800H

別売オプションのコントロールボード（IF-60GP、IF-60RU）を経由してコンピュータから最大 100 ステップのシーケンスプログラムを登録できます。登録されたシーケンスプログラムは電源単体でのパネル操作またはコンピュータ操作により実行できます。
シーケンス作成用
アプリケーションはホームページよりダウンロードできます。

PSF-800H

オプション
出 力
800V /3A /400W
800V /6A /800W

出力数
1
1

価 格（円）
180,000
295,000

税込価格（円）
189,000
309,750

開始

IF-60GP GP-IBコントロールボード（税込 ¥31,290）

OP-22P パラレル接続信号ケーブル
JK-10

ジョイントキット

HK-10

取手セット

PSF-800H の場合、最大電圧 800V、最大電流 6Aまでを定格電力 800W の範囲内でレンジの切り替えをすることなくフレキシブルに出力することができる為、
例えば 800V/1A、640V/1.25A、500V/1.6A、400V/2A、200V/4A、160V/5A、133.3V/6Aなど複数台分の直流電源の出力範囲を 1 台でカバーすることができます。

継続プログラム内容

リモートセンシング機能

負荷までの接続線材などの抵抗による電圧降下分を補正します。

外部アナログコントロール機能

外部電圧、外部抵抗による出力電圧、電流のコントロー
ルや外部接点信号での OUTPUT ON/OFF 制御が可能です。

¥2,500

電圧・電流モニター出力（税込 ¥2,625）¥5,500（税込 ¥5,775）¥2,500（税込 ¥2,625）

ステップ番号20

サイクル番号

21
1

22 20

21

22 20

2

2122

出力電圧および電流のモニター出力端子を装備しています。

3

電流モニタ
0V〜10V〈シーケンス動作例：ステップ番号20番から開始して22番までのステップを3回繰り返す場合〉

800V

電圧モニタ
0V〜10V

別売オプションのデジタルインタフェースボード

ハイブリッド車や電気自動車の電装部品や太陽光発電システムなどに用いられる高耐圧のコンデンサやリレーといった電子部品の評価試験用に、あるいは高電圧のLED照明機器の電源などに最適です。

電圧・電流可変領域はフレキシブルに6倍変化

プリセット機能（税込 ¥26,040）■特長
高電圧0V〜800V可変終了¥29,800

IF-60RU RS-232C／USBコントロールボード ¥24,800

OUTPUT OFFタイマー機能

任意に設定された時間が経過すると自動的に出力をOFF します。
時間は 10 分単位で最大 99 時間 50 分まで設定可能で、残り時間が 5 分以下になると機能LED が点滅しお知らせします。

3点のプリセットメモリに電圧・電流・電力の設定値の記憶と呼び出しが出来ます。

シーケンス機能PSF-400H

電流0

デジタルインタフェースは IF-60GP（GP-IB コントロールボード）と IF-60RU（RS-232C/USB コントロールボード）を別売オプションとしてご用意しており電源本体にスロットインする構造ですので自動検査装置などのシステムへもスマートに組み込みできます。

出力電力ライン

400V

IO
EO

保護機能

過電圧、過電流、加熱保護（OVP、OCP、OHP）の各種プ
ロテクトとアラーム出力を装備しており安全にお使い頂けます。

力率改善、ワールドワイド入力

200V
133V

GP-IB コントロールボード

IF-60GP
税抜￥29,800

PSF-800H 1A

2A

3A

4A

5A

6A

PSF-400H 0.5A 1A 1.5A 2A 2.5A 3A

RS-232C/USB コントロールボード

IF-60RU
税抜￥24,800

力率改善回路を搭載し定格出力時の力率は0.99です。
入力電源はAC100V〜240Vのワールドワイド対応となっています。