Thermo Scientific Savant SpeedVac
遠心濃縮装置セレクションガイドContents
アプリケーション対応表4

冷却遠心濃縮装置

6

一体型遠心濃縮システム

8コンポーネント型遠心濃縮装置

10

ローターセレクションガイド

15

ローターおよびローターアクセサリー

16

冷却トラップ／真空冷却トラップ

17

真空ポンプ

18

アプリケーション別システム構成例

19

FAQ

25

Thermo Scientific Savant SpeedVac 遠心濃縮装置
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ 遠心濃縮装置は、さまざまなサンプルを迅速かつ安全に濃縮・乾燥する装置です。減圧下でサンプル溶媒の沸点を降下させ、さらに加温することで溶媒の気化を促進します。また、遠心力を利用してサンプルの突沸と泡立ちを防ぎながら、低温で効率よくサンプルの濃縮・乾燥を行います。Savant SpeedVac遠心濃縮装置は50年にわたり、お客さまから信頼され使い続けられている溶媒濃縮システムのパイオニアです。多様な溶媒に幅広く対応できる多彩な製品ラインアップをご提供いたします。

圧力

減圧

液体

固体

気化促進
気体
加温

SpeedVac SRF110-115 冷却遠心濃縮装置セット

2

水の状態図

温度

Savant SpeedVac のシステム構成
Savant SpeedVac遠心濃縮装置は主に三つのシステムで構成されています。
1. 遠心濃縮装置：サンプルをセットする遠心チャンバーです。遠心により突沸を抑えサンプルを加温することで溶媒の気化を促進することができます。

2. 冷却トラップ：遠心チャンバーから流入した溶媒蒸気は低温下で凝集し、回収されます。
3. 真空ポンプ：遠心濃縮システム全体を減圧します。
※ ベーパーネット（オプション）：真空ポンプの排気速度を調節し、溶媒蒸気の冷却トラップ内部での滞流時間を延長することで溶媒蒸気の回収（凝集）を補助します。

三つの分離した装置をそれぞれ接続するコンポーネントタイプ、二つ以上のコンポーネントが 1ユニットに内蔵されたセミ一体型／一体型遠心濃縮装置システムなど、
アプリケーションや設置スペースに合わせてお選びいただけます。

1 遠心濃縮装置

2 冷却トラップ＊ ベーパーネット（オプション）

3 真空ポンプシステム構成コンポーネント型

セミ一体型

ユニバーサル真空冷却トラップ

一体型

一体型遠心濃縮システム

3アプリケーション対応表
遠心濃縮装置SRF110

DNA130SPD1030

SPD2030

濃縮装置タイプ

中容量コンポーネント

小容量一体型

中容量一体型

大容量一体型

遠心濃縮装置●●●●冷却トラップ

ー

ー

●
C）
（ｰ50°

●
（ｰ50°
C）

真空ポンプ

ー

●
（<10 Torr）●（<10 Torr）●（<10 Torr）

核酸の濃縮・乾燥（水、エタノール、バッファー）

●

●

●

●

合成オリゴの濃縮・乾燥（水酸化アンモニウム）

●＊1

●＊1

●＊1

●＊1

タンパク質、酵素の凍結乾燥（昇華）（水、バッファー）

●

ー

ー

ー

HPLCフラクションの濃縮（水、アセトニトリル、
メタノール／
エタノール＋0.1%TFA）

●

ー

●

●

有機化学、創薬・探索研究1（低沸点有機溶媒：クロロホルム、酢酸エチル、
アセトン、塩化メチレン、ヘキサン）

ー

ー

ー

ー

有機化学、創薬・探索研究2（高沸点有機溶媒：DMSO、DMF、
トルエン、
ニトロベンゼン、
ピリジン）

ー

ー

ー

ー

強酸、強アルカリ（TFA、塩酸、酢酸、ギ酸、水酸化ナトリウム）

ー

ー

ー

ー

プロテオミクス・凍結融解に弱いサンプル（温度感受性の高いサンプルなど）

●

ー

ー

ー

機能構成

アプリケーション対応表（ANT100S）
接続とアンモニア中和剤（ANS121）が必要＊1 オイルフリーポンプおよび排気ポートへのポストトラップ＊2 サンプルの事前凍結と高排気型オイルポンプの接続が必要＊3 RVT5105またはUVS850DDAとの接続が必要

4

SPD120

SPD130DLX

SPD140DDA

SPD210SPD300DDA

中容量コンポーネント

中容量コンポーネント

中容量コンポーネント

大容量コンポーネント

大容量コンポーネント

●

●

●

●

●

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

●

●

●

●

●

●＊1

●＊1

●＊1

●＊1

●＊1

●＊2

●＊2

●＊2

●＊2

ー

●

●

●

●

●

ー

●＊3

●＊3

ー

●＊3

ー

ー

●

ー

●

ー

ー

●＊3

ー

●＊3

ー

ー

ー

ー

ー

5

冷却遠心濃縮装置
Savant SpeedVac SRF110

New

プロテオミクス／酵素／ RNA 研究に使える
熱感受性の高いサンプルに特化した冷却機能付き中容量コンポーネント型遠心濃縮装置• 庫内温度を‒4°Cまで設定可能• プレ＆ポスト冷却機能• 幅広い容器フォーマットに対応するローターセット• シンプルな操作パネル
Heat
Sensitive
Sample• 凍結融解に弱いサンプルに対応• オイルポンプを接続して凍結乾燥が可能• 九つのプログラムメモリ

仕様
Savant SpeedVac SRF110132本×1.5／2.0 mLマイクロチューブ、100本×6 mLチューブ、36本×12 mLコニカルチューブ、
12×50 mLチューブ、2×ディープウェルプレート、4×マイクロプレート

最大処理量
ドライブシステム

メンテナンスフリーインダクションモーター

ランタイマー

1〜999 min、連続ラン

チャンバー材質

パウダーコーティングアルミニウム

チャンバー温度設定

室温、ｰ4〜100 °C（1 °C単位で変更可）

ローター速度

1,725 RPM

加温タイマー

1〜999 min、連続加温

加温用ハロゲンランプ−

プレヒート／プレクール機能

標準装備

真空ゲージ

ー

真空制御

ー

プログラムメモリ

12（プリセット×3＋ユーザーセット×9）

データ出力ポートーリッド

エポキシコーティングアルミニウム

外寸（W×D×H mm）

370×560×430
115 V（60 Hz）、16 A（50／60 Hz）
、8 A
230 V

電源
重量

43 kg

付属品

RF132 マイクロチューブローター（1.5／2.0 mL）

冷媒

R448A／EPA-SNAP and EU517／2014

オーダーインフォメーション
カタログNo.

製品名

SRF110-115

Savant SpeedVac SRF110-115 冷却遠心濃縮装置＊、115 V

SRF110-230

Savant SpeedVac SRF110-230 冷却遠心濃縮装置＊、230 V＊ RF132 マイクロチューブ用ローターが標準添付されています。その他のローターは別売りです。詳細はP.7をご参照ください。

6

ローターセレクションガイド冷却遠心濃縮装置専用
カタログNo.

容器

サンプル数

フォーマットRF132＊

マイクロチューブ

132

1.5／2.0 mL マイクロチューブ

RF108

プラスチックチューブ（12〜13 mm）

40および100

40×1.5 mL
40×2.0 mL; 16×3 mL
100×5 mL; 64×5 mL
100×6 mL; 64×10 mL

RF52

コニカルチューブ
（12〜17 mm）

52、44および3652×2 mL
52×5 mL
44×3 mL
36×5〜6 mL
36×10 mL

RF32

コニカルチューブ
（28 mm）

32および1232×1.5 mL
32×2 mL
12×40 mL
12×50 mL

RFMT4マイクロプレート2および42×ディープウェルプレート
4×マイクロプレート＊ RF132ローターは、本体装置に標準添付されています。

システム構成例：プロテオミクス・酵素・すべてのタイプのRNA（mRNA／tRNA／rRNA）
カタログNo.

製品名

数量

備考

Savant SpeedVac SRF110-115 冷却遠心濃縮装置

1

RF132ローター付属

RVT450-115

冷却トラップ RVT450

1

GCF400、FC400付属

VLP120-115

オイル式真空ポンプ VLP120

1

オイル式真空ポンプ

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングキット

1

―

SCC1

クライオクール冷却トラップ用溶媒

1―構成A（ポンプと冷却トラップが独立）

SRF110-115

構成B（ポンプ機能も搭載した真空冷却トラップ採用）

SRF110-115

Savant SpeedVac SRF110-115 冷却遠心濃縮装置

1

RF132ローター付属

UVS450-115

真空冷却トラップ UVS450

1

GCF400、FC400付属

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングキット

1

―

SCC1

クライオクール冷却トラップ用溶媒

1―

構成C（凍結乾燥に対応）

SRF110-115

Savant SpeedVac SRF110-115 冷却遠心濃縮装置

1

RF132ローター付属

RVT5105-115

冷却トラップ RVT5105

1

GCF400、FC400付属

VLP200-115

オイル式真空ポンプ VLP200

1

オイル式真空ポンプ

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングキット

1

―

SCC1

クライオクール冷却トラップ用溶媒

1―

アクセサリー
カタログNo.

製品名

DVG50-UNV

デジタル真空ゲージ

CC120／DX

コンビニエンスカート（W910×D610×H960 mm）

ANT100S

ポストトラップアッセンブリー

ANS121

アンモニア中和溶液

SCT120ケミカルトラップ

DC120A

ディスポーザブルカートリッジ DC120A（酸・水用）

SpeedVac SRF110 冷却遠心濃縮装置 構成A

7

一体型遠心濃縮システム
Savant SpeedVac DNA130
核酸の濃縮・乾燥に適したコンパクトな一体型遠心濃縮システム• 36本×1.5／2.0マイクロチューブ用ローター標準付属• 耐食性に優れたPTFEコーティングチャンバー• 化学薬品耐性に優れた真空ポンプを内蔵• 加温タイマーとランタイマーを個別にコントロール• 三つのプログラムメモリ• ポストトラップを接続してアンモニアトラップが可能• データ出力ポート
（USB）
標準装備

仕様
Savant SpeedVac DNA130
最大処理量36本×1.5／2.0 mL マイクロチューブ、72本×0.5 mL マイクロチューブ、2×マイクロプレート

ランタイマー

1 min〜9 h 59 min、連続ラン

チャンバー材質

PTFEコーティングアルミニウム
C（5°C単位で変更可）
室温、35〜65°

チャンバー温度設定

1 min〜9 h 59 min、連続加温

加温タイマー
プレヒート機能

標準装備

2ヘッド ETFEコーティングダイアフラム

真空ポンプ
真空ゲージ

ー

到達真空度

<10 Torr（13 mbar）

真空制御

ー

排気速度

36 L/min @60 Hz、30 L/min @50 Hz

プログラムメモリ

3プログラム

データ出力ポート

USB

リッド

アクリル

アンモニアトラップ

オプションで接続可能

外寸（W×D×H mm）

290×640×310

電源

115 V
（60 Hz）、10 A／230 V（50 Hz）、6 A

重量

35.5 kg

付属品

RD36マイクロチューブ用ローター

オーダーインフォメーション
カタログNo.

製品名

DNA130-115＊
Savant SpeedVac DNA130 遠心濃縮システム（RD36付属）、115 V

DNA130-230＊
Savant SpeedVac DNA130 遠心濃縮システム（RD36付属）、230 VSCT120ケミカルトラップ

DTK120R

ケミカルトラップキット（ケミカルトラップ、DC120R、コネクター付属）

ANT100S

ポストトラップアッセンブリー（アンモニア中和溶液と一緒に使用）

ANS121

アンモニア中和溶液（合成オリゴDNA濃縮用）＊ オプションローターは別売りです。P.15をご参照ください。

8

Savant SpeedVac SPD1030 ／SPD2030
HPLC 分析前処理に適した一体型遠心濃縮システム• 中容量（SPD1030）と大容量（SPD2030）の2モデル• コンパクトなユニット• 操作やメンテナンスが簡単

NON
CFC

• ランプによる光照射でサンプルを加温し濃縮を加速• 真空制御機能によりサンプルの突沸を防止• 六つのプログラムメモリ• データ出力ポート
（USB）
付属

仕様

最大処理量

Savant SpeedVac SPD1030

Savant SpeedVac SPD2030

120本×1.5／2.0 mLマイクロチューブ、60本×2 mLバイアル、
6本×50 mLコニカルチューブ、4×100 mLナシ型フラスコ
2×マイクロプレート

200本×1.5／2.0 mLマイクロチューブ、192本×4 mLバイアル、
48本×50 mLコニカルチューブ、8×100 mLナシ型フラスコ
12×マイクロプレート

ランタイマー

1 min〜9 h 59 min、連続ラン

チャンバー材質

PTFEコーティングアルミニウム

チャンバー温度設定

35〜80°
C（5°C単位で変更可）

加温タイマー

1 min〜9 h 59 min、連続加温

加温用ハロゲンランプ

標準装備（カバー内）

プレヒート機能

標準装備

2ヘッド ETFEコーティングダイアフラム

真空ポンプ
真空ゲージ

内蔵

到達真空度

<10 Torr（13 mbar）

真空制御

Level（30〜5.1 Torr間で0.1単位で設定可能：一定真空度維持）、Ramp（1〜5段階：真空引き速度の段階調節）

排気速度

36 L/min @60 Hz、30 L/min @50 Hz

プログラムメモリ

6（プリセット×3＋ユーザーセット×3）

データ出力ポート

USB

リッド

ガラス製ラジアントカバー（ハロゲンランプ内蔵）

アンモニアトラップ

オプションで接続可能

外寸（W×D×H mm）
電源

640×660×410
115 V（60 Hz）、12 A

重量

790×710×490

230 V（50 Hz）、6 A

220 V（60 Hz）
、8 A

72 kg

230 V
（50 Hz）
、8 A
93 kg

付属品

冷却トラップ用ガラスフラスコ（GCF400）、
フラスコカバー（FC400）

冷媒

R290（GWP3）

オーダーインフォメーション
カタログNo.

製品名

SPD1030A-115

Savant SpeedVac SPD1030 遠心濃縮システム＊、115 V（60 Hz）

SPD1030A-230

Savant SpeedVac SPD1030 遠心濃縮システム＊、230 V（50 Hz）

SPD2030A-220

Savant SpeedVac SPD2030 遠心濃縮システム＊、220 V（60 Hz）

SPD2030A-230

Savant SpeedVac SPD2030 遠心濃縮システム＊、230 V（50 Hz）

SCC1

クライオクール冷却トラップ用冷媒 1 L

GCF400

冷却トラップ用ガラスフラスコ 4 L

FC400

フラスコカバー

145-6012-00

インシュレーティングリング（白色断熱材）ANT100S

ポストトラップアッセンブリー（アンモニア中和溶液と一緒に使用）

ANS121

アンモニア中和溶液（合成オリゴDNA濃縮用）＊ ローターは別売りです。P.15をご参照ください。

9コンポーネント型遠心濃縮装置
Savant SpeedVac SPD120
HPLC 分析前処理や凍結乾燥に適したコンポーネント型遠心濃縮装置• 幅広い容器フォーマットに対応するローターセット• シンプルな操作パネル• 分析前処理などの汎用アプリケーションに• オイルポンプを接続して凍結乾燥が可能• 六つのプログラムメモリ• データ出力ポート（USB）
付属• 耐酸性マグネットアッセンブリーにアップグレード可能仕様
Savant SpeedVac SPD120
120本×1.5／2.0 mLマイクロチューブ、60本×2 mLバイアル、6本×50 mLコニカルチューブ、
4×100 mLナシ型フラスコ、2×ディープウェルプレート

最大処理量

UMASPDマグネットアッセンブリー

ドライブシステムランタイマー

1 min〜9 h 59 min、連続ラン

チャンバー材質

PTFEコーティングアルミニウム
C（5°C単位で変更可）
室温、35〜80°

チャンバー温度設定

1 min〜9 h 59 min、連続加温

加温タイマー
加温用ハロゲンランプ

ープレヒート機能

標準装備

真空ゲージ

ー

真空制御

ー

6
（プリセット×3＋ユーザーセット×3）

プログラムメモリ
データ出力ポート

USB

リッド

ガラス

外寸
（W×D×H mm）

330×460×360

電源

115 V
（60 Hz）、6 A／230 V（50 Hz）
、3 A

重量

26 kg

付属品

ー

オーダーインフォメーション
カタログNo.

製品名

SPD120-115

Savant SpeedVac SPD120 遠心濃縮装置＊、115 V

SPD120-230

Savant SpeedVac SPD120 遠心濃縮装置＊、230 V

DVG50-UNV

デジタル真空ゲージ

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングキット

UMASPD

マグネットアッセンブリー UMASPD

SUMAXSPD

耐酸性マグネットアッセンブリー SUMAXSPD＊ ローターは別売りです。P.15をご参照ください。

10

Savant SpeedVac SPD130DLX
低沸点有機溶媒の濃縮に適したコンポーネント型遠心濃縮装置• 幅広い容器フォーマットに対応するローターセット• 化学薬品耐性に優れたPTFEチュービング標準装備• サンプル加温用ランプを装備し濃縮を加速• 真空ゲージ標準装備
LOW
Boiling
Organic• Vacuum End Point機能で乾燥前にランを自動停止• 六つのプログラムメモリ• データ出力ポート
（USB）
付属

仕様
Savant SpeedVac SPD130DLX
120本×1.5／2.0 mLマイクロチューブ、60本×2 mLバイアル、6本×50 mLコニカルチューブ、
4×100 mLナシ型フラスコ、2×ディープウェルプレート

最大処理量

UMASPDマグネットアッセンブリー

ドライブシステムランタイマー

1 min〜9 h 59 min、連続ラン

チャンバー材質

PTFEコーティングアルミニウム
C（5°C単位で変更可）
室温、35〜80°

チャンバー温度設定

1 min〜9 h 59 min、連続加温

加温タイマー

標準装備（カバー内1個）

加温用ハロゲンランプ
プレヒート機能

標準装備

真空ゲージ

標準装備

真空制御

Vacuum End Point設定（任意の真空度に到達するとラン停止）
6（プリセット×3＋ユーザーセット×3）

プログラムメモリ
データ出力ポート

USB

リッド

ガラス製ラジアントカバー（ハロゲンランプ内蔵）

外寸（W×D×H mm）

330×460×360

電源

115 V
（60 Hz）、6 A／230 V（50 Hz）
、3 A

重量

26 kg

付属品

ー

オーダーインフォメーション
カタログNo.

製品名

SPD130DLX-115

Savant SpeedVac SPD130DLX 遠心濃縮装置＊、115 V

SPD130DLX-230

Savant SpeedVac SPD130DLX 遠心濃縮装置＊、230 V

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングキット

UMASPD

マグネットアッセンブリー UMASPD

SUMAXSPD

耐酸性マグネットアッセンブリー SUMAXSPD＊ ローターは別売りです。P.15をご参照ください。

11

Savant SpeedVac SPD140DDA
強酸や高沸点有機溶媒の濃縮に対応する中容量コンポーネント型最上位モデル• 幅広い容器フォーマットに対応するローターセット• 耐薬品性に優れたPTFEチュービング標準装備• 真空ゲージ標準装備• サンプル加温用ランプ内蔵：光照射熱で濃縮を加速
LOW
Boiling
Organic

HIGH
Boiling
Organic• 加温機能付きリッドでベーパーの凝集を防止• 真空制御機能で突沸防止

StrongAcid
Alkaline• 耐強酸マグネットアッセンブリー

仕様
Savant SpeedVac SPD140DDA
120本×1.5／2.0 mLマイクロチューブ、60本×2 mLバイアル、
6本×50 mLコニカルチューブ、2×ディープウェルプレート

最大処理量

SUMAXSPDヘビーデューティーマグネットアッセンブリー（強酸耐性）

ドライブシステムランタイマー

1 min〜9 h 59 min、連続ラン

チャンバー材質

PTFEコーティングアルミニウム
C（5°C単位で変更可）
室温、35〜80°

チャンバー温度設定
チャンバー加温タイマー

1 min〜9 h 59 min、連続加温

加温用ハロゲンランプ

標準装備（チャンバー内2個）

プレヒート機能

標準装備

真空ゲージ

標準装備

真空制御機能Level（20 Torr〜100 mTorr間で100 mTorr単位の設定が可能）、Ramp（1〜5段階）
12（プリセット×4＋ユーザーセット×8）

プログラムメモリ
データ出力ポート

USB

リッド

ガラス製加温機能付きカバー

外寸（W×D×H mm）

330×460×360

電源

115 V
（60 Hz）、6 A／230 V（50 Hz）
、3 A

重量

26 kg

付属品

ー

オーダーインフォメーション
カタログNo.

製品名

SPD140DDA-115

Savant SpeedVac SPD140DDA 遠心濃縮装置＊、115 V

SPD140DDA-230

Savant SpeedVac SPD140DDA 遠心濃縮装置＊、230 V

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングキット

SUMAXSPD

耐酸性マグネットアッセンブリー SUMAXSPD＊ ローターは別売りです。P.15をご参照ください。

12

Savant SpeedVac SPD210
HPLC 分析前処理や凍結乾燥に適した大容量コンポーネント型遠心濃縮装置• 大容量・ハイスループットに対応• 幅広い容器フォーマットに対応するローターセット• シンプルな操作パネル• 三つのプログラムメモリ• 耐酸性ローターキットへのアップグレードが可能• データー出力ポート
（USB）
標準装備

仕様
Savant SpeedVac SPD210
200本×1.5／2.0 mLマイクロチューブ、192本×4 mLバイアル、48本×50 mLコニカルチューブ、
8×100 mLナシ型フラスコ、12×マイクロプレート

最大処理量

UMA200マグネットアッセンブリー

ドライブシステムランタイマー

1 min〜9 h 59 min、連続ラン

チャンバー材質

PTFEコーティングアルミニウム
C（5°C単位で変更可）
室温、35〜65°

チャンバー温度設定

1 min〜9 h 59 min、連続加温チャンバー加温タイマー
プレヒート機能

標準装備

真空ゲージ

ー

真空制御機能ー

3（ユーザーによる変更可）

プログラムメモリ
データ出力ポート

USB

リッド

ガラス製

外寸
（W×D×H mm）

480×660×460

電源

115 V
（60 Hz）、8 A／230 V（50Hz）
、6 A

重量

48 kg

付属品

ー

オーダーインフォメーション
カタログNo.

製品名

SPD210-115

Savant SpeedVac SPD210 遠心濃縮装置＊、115 V

SPD210-230

Savant SpeedVac SPD210 遠心濃縮装置＊、230 V

DVG50-UNV

デジタル真空ゲージ

PRO-10

ローターアップグレードキット PRO-10（FPR-4A スイングローター、UPC-1、SUMAX400付属）

PRO-20

ローターアップグレードキット PRO-20（FPR-4A スイングローター、UPC-2、SUMAX400付属）

PRO-50

ローターアップグレードキット PRO-50（FPR-4A スイングローター、UPC-5、SUMAX400付属）＊ ローターは別売りです。P.15をご参照ください。

13

Savant SpeedVac SPD300DDA
強酸や高沸点有機溶媒の濃縮に対応する大容量コンポーネント型最上位モデル• 幅広い容器フォーマットに対応• 大口径PTFEチュービング標準装備• 真空ゲージ標準装備• サンプル加温用ランプ4個内蔵
LOW
Boiling
Organic

HIGH
Boiling
Organic• 加温機能付きリッドによりベーパーの再結晶化を防止• 真空制御機能で突沸防止

StrongAcid
Alkaline• 耐強酸マグネットアッセンブリー

仕様
Savant SpeedVac SPD300DDA
216本×2 mLバイアル＊、140本×Φ13 mmガラスチューブ＊、96本×Φ16 mmガラスチューブ＊、
4本×250 mL丸底／平底フラスコ＊、8枚×ディープウェルプレート＊

最大処理量
ドライブシステム

SUMAX 400マグネットアッセンブリー（耐酸性）

ランタイマー

1 min〜9 h 59 min、連続ラン

チャンバー材質

PTFEコーティングアルミニウム
C（5°C単位で変更可）
室温、35〜80°

チャンバー温度設定
チャンバー加温タイマー

1 min〜9 h 59 min、連続加温

加温用ハロゲンランプ

チャンバー内4個

プレヒート機能

標準装備

真空ゲージ

標準装備

真空制御機能Level（20 Torr〜100 mTorr間で100 mTorr単位の設定が可能）、Ramp（1〜5段階）12（プリセット×4＋ユーザーセット×8）

プログラムメモリ
データ出力ポート

USB

リッド

ガラス製加温機能付きカバー

外寸（W×D×H mm）

480×660×460

電源

115 V
（60 Hz）、10 A／230 V（50 Hz）
、6 A

重量

53 kg

付属品

FPR-4Aスイングローター、UPC-1ブロックキャリアー、GC4000ガラスフラスコ＊ 標準付属品FPR-4Aスイングローターを使用した場合。RAD200を用いればディスクローターが使用できます。

オーダーインフォメーション
カタログNo.

製品名

SPD300DDAA-115

Savant SpeedVac SPD300DDA 遠心濃縮装置、115 V

SPD300DDAA-230

Savant SpeedVac SPD300DDA 遠心濃縮装置、230 V

GC4000SPD300DDA 専用ガラスフラスコ 4 L

RAD200

ローターアダプター RAD200（ディスクローターをSUMAX400へ接続するときに必要）

FPR-4A

FPR-4A スイングローター

UPC-1

ローターブロックキャリアー 4個

UPC-2

ディープウェルプレートキャリアー 2段 4個

UPC-5

マイクロプレートキャリアー 5段 4個

14ローターセレクションガイド
遠心濃縮装置カタログNo.

容器

RD48
RD72

フォーマット（Φ×L mm）

実容量

Φ8×L30 mm

0.5 mL

DNA130SPD1030
SPD120SPD130DLX
SPD140DDA

SPD2030
SPD210SPD300DDA

●

ー

ー

●

ー

ー

RD24

●

ー

ー

RD36

●

ー

ー

ー

●

ー

ー

●

ー

RH120-11

ー●ー

RH200-12

ー

ー

●＊2

マイクロチューブ

RH40-11
RH64-11

Φ11×L39 mm

1.2〜1.6 mL

Φ17×L60 mm

RH10-15
RH100-6
RH100-8
RH20-12

3.5 mLΦ6〜8×L50 mm

0.3 mLΦ6〜8×L50〜29 mm

0.3 mLΦ12×L75 mm

4 mL

RH40-12
RH72-12
RH200-12
RH32-13

ガラス／プラスチック
チューブ

RH200-12
RH60-17-100

Φ13×L100 mm

8 mL

Φ16〜17×L100 mm

10 mL

ー

●

ー

ー

●

ー

ー

●

ー

ー

●

ー

ー

●

ー

ー

●

ー

ー

ー

●＊2
ー

ー

●

ー

ー

●＊2

ー

ー

●＊2

RH8-17.5

Φ17.5×L102 mm

15 mL

ー

●

ー

RH8-18

Φ16〜18×L100 mm

10 mL

ー

●

ー

RH48-18-125

Φ18×L125 mm

15 mL

ー

ー

●＊2

RH4-18-150

Φ18×L150 mm

24 mL

ー

●

ー

RH32-18-150

Φ18×L150 mm

24 mL

ー

ー

●＊2

RH12-29

Φ28×L150 mm

40 mL

ー

ー

●＊2

12 mL

ー

●

ー

Φ17×L120 mm

12 mL

ー

ー

●＊2

12 mL

ー

ー

●＊2
ー

RH10-15
RH60-17-100
RH52-15遠心管（コニカル）

RH6-50Φ28×L115 mm

RH12-29
RH48-50U
RH4-100

フラスコ

RH8-200

100 mL ナシ型

40 mL

ー

●

40 mL

ー

ー

●＊2

40 mL

ー

ー

●＊2

80 mL

ー

●

ー

80 mL

ー

ー

●＊2
ー

RH60-12-40

Φ12×L32 mm

2.0 mLー●

RH192-15

Φ15×L45 mm

3.0 mLーー●＊2

RH60-12-40

Φ12×L40 mm

2.0 mLー●ーー

RH12-20
バイアルRH24-15
RH12-20

Φ20×L47 mm V-type

2.4 mLー●Φ15×L45 mm

3.0 mLー●ーΦ20×L60 mm V-type

4.0 mLー●ー

RH24-18

Φ18×L52 mm

5.6 mLー●ー

RH12-28

Φ28×L60 mm

16 mL

ー

●

ー

RH50-28-60

Φ28×L60 mm

16 mL

ー

ー

●＊2

250 mL 遠心ボトル

250 mL

ー

ー

●＊2

RD2MP

0.3 mL

●

ー

ー

RH2MP

0.3 mLー●ー

0.3 mLー●＊1ー

0.3 mL

ー

ー

●＊2

ボトル

RH8-200

マイクロプレート

RHSW6MP

W85×D128×H15 mm

MPTR12-210
RHDW2MPMPTR8-210
FPR-4A

ディープウェル

W85×D128×H45 mm

アルミブロック

W85×D128 mm＊1 SPD120、SPD130DLX、SPD140DDA専用

RH60-17-100①②③

2.0 mLー●ー

2.0 mL

ー

ー

●＊2

ー

ー

ー

●＊3

＊2 SUMAX400マグネットアッセンブリーへの装着にはRAD200が必要＊1＊3 SUMAX400専用

カタログNo.は以下を表しています（一部ローターを除く）。
① ローターにかけられる本数② 容器の直径③ 容器の最大の長さ

15ローターおよびローターアクセサリー
強酸を含む化学薬品耐性に優れたヘビーデューティースイングローター（大容量モデル用）

PRO-10PRO-20PRO-50

FPR-4A

UPC-1

カタログNo.

製品名

備考

PRO-10PRO-10 ローターキット

FPR-4A、UPC-1、SUMAX400のセット

PRO-20PRO-20 ローターキット

FPR-4A、UPC-2、SUMAX400のセット

PRO-50PRO-50 ローターキット

FPR-4A、UPC-5、SUMAX400のセット

FPR-4A

FPR-4A 大容量スイングローター

SUMAX400マグネットアッセンブリーが必要

UPC-1

UPC-1 プレートキャリア

マイクロプレート／DWプレートおよびローターブロック用

UPC-2

UPC-2 プレートキャリア

マイクロプレート／DWプレート用、DWプレート2枚／キャリア

UPC-5

UPC-5 プレートキャリア

マイクロプレート用、マイクロプレート5枚／キャリア

RBA24-16-100
アルミニウムローターブロック

①

②

③

カタログNo.は以下を表しています（一部ローターブロックを除く）。
① ローターブロックにかけられる本数② 容器の直径③ 容器の最大の長さカタログNo.

容器

フォーマット

本数

入数

RBA25-11-39

マイクロチューブ

Φ11×L39 mm

25

2

RBA35-13-100

Φ13×L100 mm

35

2

RBA24-16-100

Φ16×L100 mm

242

Φ16×L125 mm

152

RBA24-17-60

Φ17×L60 mm

242

RBA6-30-115

50 mLコニカル

62

15 mLコニカル

242

Φ12×L32 mm

542

Φ15×L45 mm

242

Φ28×L58 mm

122

100 mL 丸底／平底

2

1

ガラス／プラスチックチューブ

RBA15-16-125

遠心管（コニカル）

RBA24-16-100
RBA54-12-32

バイアル

RBA24-15-45
RBA12-28-58

フラスコ

RBA2-FLSK-100

マグネットアッセンブリー、ローターアダプター

SUMAX400

カタログNo.

製品名

備考104-1004-00S

アッパーマグネットアッセンブリー DNA

DNA130用

UMA100S

アッパーマグネットアッセンブリー SPD1010

SPD1030に対応

UMA200S

アッパーマグネットアッセンブリー SPD2010

SPD2030、SPD210、SPD300DDAに対応

UMASPD

アッパーマグネットアッセンブリー SPD

SPD120、SPD130DLX、SPD140DDAに対応SUMAXSPD

ヘビーデューティーマグネットアッセンブリー SPD

耐強酸、化学薬品耐性に優れたマグネットアッセンブリー
SPD120、SPD130DLX、SPD140DDAに対応SUMAX400

SUMAX400 ヘビーデューティーマグネットアッセンブリー

耐強酸、化学薬品耐性に優れたマグネットアッセンブリー
SPD2030、SPD210、SPD300DDAに対応

RAD200SUMAX400用 ローターアダプター

ディスクローターをSUMAX400にセットするときに必要

ナシ型フラスコ

ナシ型フラスコアダプター

カタログNo.

製品名

入数

カタログNo. 製品名

対応フラスコ

対応ローター

PSF250R

250 mL ナシ型フラスコ

6個

PSFA-200

ナシ型フラスコ用アダプター

PSF100R

RH8-200

PSF100R

100 mL ナシ型フラスコ

4個

PSFA-100

ナシ型フラスコ用アダプター

PSF100R

RH4-10016

冷却トラップ／真空冷却トラップ
溶媒やアプリケーションに合わせて選べる冷却トラップと真空冷却トラップ

仕様
RVT450

RVT5105

UVS450UVS850DDA

温度

‒50°
C

‒105°
C

‒50°
C

‒50°
C

トラップ容量

4L

4L

4L

4L

真空ポンプ

ー

ー

2ヘッドダイアフラム

4ヘッドダイアフラム

到達真空度

ー

ー

<10 Torr<0.6 Torr

ベーパーネット外寸（W×D×H mm）

ー

ー

ー

内蔵

350×600×310

610×610×470

250×450×600

250×450×600

重量

32 kg

68 kg

51 kg

57 kg

電源

115 V、50／60 Hz、4 A

115 V、50／60 Hz、13 A

115 V、50／60 Hz、8 A

115 V、50／60 Hz、8 A

付属品

GCF400ガラスフラスコ、FC400フラスコカバー

冷媒

R290

R452A／R1150

R290

R290

オーダーインフォメーション
カタログNo.

製品名

備考

RVT450-115

冷却トラップ RVT450

GCF400およびFC400付属。別途UTP-TYGが必要です。

RVT5105-115

冷却トラップ RVT5105

GCF400およびFC400付属。別途UTP-TYGが必要です。

UVS450-115

真空冷却トラップ UVS450

GCF400およびFC400付属。別途UTP-TYGが必要です。

UVS850DDA-115

真空冷却トラップ UVS850

GCF400およびFC400付属。別途UTP-TYGが必要です。

GCF400ガラスフラスコ 4 L

冷却トラップ用ガラスフラスコ

FC400

フラスコカバー

GCF400用

GF4000ガラスフラスコ 4 L

SPD300DDA専用冷却トラップ用ガラスフラスコ

SCC1

クライオクール 1 L

ー

SCC5

クライオクール 5 Lー

ANT100S

ポストトラップアッセンブリー

オイルフリー真空ポンプ排気口に接続可能

ANS121

アンモニア中和溶液

ーUTP-TYG

ユニバーサルチュービングパック

タイゴンチューブ×2、チューブコネクタパッケージ、
ブリーダーバルブ、チューブカッター

BV130

ブリーダーバルブーM30-0007-03

タイゴンチューブ 2.4 m

ーCC120/DX

コンビニエンスカート

W910×D610×H960 mm（高さは可変）17

真空ポンプメンテナンスが容易なドライポンプと高真空型オイル式真空ポンプ

オイルポンプOFP400仕様
OFP400タイプ

VLP80

VLP120

VLP200

VLP285

ダイアフラム

オイル式

オイル式

オイル式

オイル式

到達真空度

0.4 Torr

1.5 mTorr

1.5 mTorr

1.5 mTorr

1.5 mTorr

排気速度

40 L/min

62 L/min97 L/min

162 L/min

237 L/min

オイル量
外寸（W×D×H mm）

ー

0.7 L

0.7 L

0.75 L

1L

210×390×460

160×420×230

160×420×230

160×470×230

160×470×230

重量

24 kg

22 kg

22 kg

26 kg

26 kg

電源

115 V
50／60 Hz、6 A

115 V
50／60 Hz、5 A

115 V
50／60 Hz、5 A

115 V
50／60 Hz、8 A

115 V
50／60 Hz、8 A

付属品

ANT100SOME190OME190OME190OME190オーダーインフォメーション
カタログNo.

製品名

備考

OFP400-115

オイルフリーポンプ OFP400

OME190付属。別途UTP-TYGが必要です

VLP80-115

オイル式真空ポンプ VLP80

OME190付属。別途UTP-TYGが必要です

VLP120-115

オイル式真空ポンプ VLP120

OME190付属。別途UTP-TYGが必要です

VLP200-115

オイル式真空ポンプ VLP200

OME190付属。別途UTP-TYGが必要です

VLP285-115

オイル式真空ポンプ VLP285

OME190付属。別途UTP-TYGが必要です

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングパック

タイゴンチューブ×2、チューブコネクタパッケージ、
ブリーダーバルブ、チューブカッター

M30-0007-03

タイゴンチューブ 2.4 m

ー

BV130

ブリーダーバルブーOME190

オイルミストエリミネーター

フィルター2個入MF190

オイルミストフィルターカートリッジ

OME190用EMF-10

オイルミストトラップー

VPOF110-115

オイルサーキュレーター VPOF110

酸、DMSO／DMF溶媒用オイルサーキュレーター

AO310

活性アルミナフィルター

VPOF110用フィルター

SPO1

真空ポンプ用オイル 12 L

12本×1 L

SPO1-B

真空ポンプ用オイル 1 L

1本×1 LDTK120R

ケミカルトラップキット

SCT120、DC120R、チュービング付属

SCT120ケミカルトラップーDC120R

ディスポーザブルカートリッジ DC120R

放射性物質用DC120A

ディスポーザブルカートリッジ DC120A

酸・水用

18

アプリケーション別システム構成例
DNA／RNA／合成オリゴ濃縮システム（水／エタノール／PCRバッファー／イソプロパノール）

20（水／メタノール／アセトニトリル／0.1% TFA）
HPLC分析前処理20

低沸点有機溶媒濃縮システム（アセトン／クロロホルム／エーテル／ヘキサン／塩化メチレン）

21

高沸点有機溶媒濃縮システム（DMSO／DMF／ベンゼン／トルエン／ニトロベンゼン）

21

強酸濃縮システム（1.0 M塩酸／ギ酸／酢酸／TFA）

22

凍結乾燥システム23

プロテオミクス／酵素／すべてのタイプのRNA（mRNA／tRNA／rRNA）
濃縮システム24

19

DNA／RNA／合成オリゴ濃縮システム（水／エタノール／PCRバッファー／イソプロパノール）
カタログNo.

製品名

数量

備考

DNA130-115

Savant SpeedVac DNA130

1

RD36ローター付属

RD2MP

RD2MP マイクロプレート用ローター

1

プレートキャリアー付属

ANT100S

ポストトラップ

1

アンモニアトラップ用（オプション）

ANS121

アンモニア中和溶液

1

アンモニアトラップ用（オプション）

Savant SpeedVac SPD1030

1

GCF400、FC400付属

RH120-11

RH120-11 ローター1

120本×1.5／2 mLマイクロチューブ

SCC1

クライオクール冷却トラップ用冷媒

1ー

SPD2030A-220

Savant SpeedVac SPD2030

1

GCF400、FC400付属

RH200-12

RH200-12 ローター

1200本×1.5／2 mLマイクロチューブ

SCC1

クライオクール冷却トラップ用冷媒

1

ー

製品名

数量

備考

SPD1030A-115

Savant SpeedVac SPD1030

1

GCF400、FC400付属

RH60-12-40

RH60-12-40 ローター1

60本×2 mLバイアル

SCC1

クライオクール冷却トラップ用冷媒

1

ー

SPD120-115

Savant SpeedVac SPD120

1ー

UVS450-115

真空冷却トラップ UVS450

1

GCF400、FC400付属

DVG50-UNV

デジタル真空ゲージ

1ー

RH8-18RH8-18 ローター1

8本×Φ16〜18 mm試験管

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングキット

1

ー

SCC1

クライオクール冷却トラップ用冷媒

1ー

SPD2030A-220

Savant SpeedVac SPD2030

1

GCF400、FC400付属

RH60-17-100

RH60-17-100 ローター

1

60本×Φ17 mm試験管

SCC1

クライオクール冷却トラップ用冷媒

1ー一体型小容量一体型中容量SPD1030A-115

一体型大容量HPLC分析前処理（水／メタノール／アセトニトリル／0.1% TFA）
カタログNo.
一体型中容量コンポーネント型中容量一体型大容量コンポーネント型大容量

SPD210-115

Savant SpeedVac SPD210

1ー

RVT450-115

冷却トラップ RVT450

1

GCF400、FC400付属

OFP400-115

オイルフリーポンプ OFP400

1ー

DVG50-UNV

デジタル真空ゲージ

1ー

RH200-12

RH200-12

1200本×Φ12 mm試験管

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングキット

1

ー

SCC1

クライオクール冷却トラップ用冷媒

1

ー

20

低沸点有機溶媒濃縮システム（アセトン／クロロホルム／エーテル／ヘキサン／塩化メチレン）
カタログNo.

製品名

数量

備考

SPD130DLX

Savant SpeedVac SPD130DLX

1ー

RVT5105-115

冷却トラップ RVT5105

1

GCF400、FC400付属

OFP400-115

オイルフリーポンプ OFP400

1ー

RH8-18RH8-181

8本×Φ16〜18 mm試験管

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングキット

1

ー

SCC1

クライオクール冷却トラップ用冷媒

1ー

SPD300DDAA-115

Savant SpeedVac SPD300DDA

1

FPR-4A、UPC-1、GC-4000付属

RVT5105-115

冷却トラップ RVT5105

1

GCF400、FC400付属

OFP400-115

オイルフリーポンプ OFP400

1ー

DVG50-UNV

デジタル真空ゲージ

1ー

RH200-12

RH200-12 ローター

1200本×Φ12〜13 mm試験管

RAD200SUMAX400用ローターアダプター

1

ディスクローターをSUMAX400にセットするときに必要

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングキット

1

ー

SCC1

クライオクール冷却トラップ用冷媒

1ーコンポーネント型中容量

コンポーネント型大容量

高沸点有機溶媒濃縮システム（DMSO／DMF／ベンゼン／トルエン／ニトロベンゼン）
カタログNo.

製品名

数量

備考

Savant SpeedVac SPD140DDA

1ー

UVS850DDA-115

真空冷却トラップ UVS850DDA

1

GCF400、FC400付属

RH12-20

RH12-20 ローター

1

12本×Φ20 mmバイアル

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングキット

1

ー

SCC1

クライオクール冷却トラップ用冷媒

1ーコンポーネント型中容量

SPD140DDA-115

コンポーネント型大容量

SPD300DDAA-115

Savant SpeedVac SPD300DDA

1

FPR-4A、UPC-1、GC4000付属

RVT5105-115

冷却トラップ RVT5105

1

GCF400、FC400付属

VLP120-115

オイルポンプ VLP120

1

オイル式真空ポンプ

VPOF110-115

オイルサーキュレーター VPOF110

1

VLP120に接続（オプション）

AO310

活性アルミナフィルター1

VPOF110交換用フィルター

RBA24-16-100

アルミ製ローターブロック RBA24-16-100 2個

2

24本×Φ16 mm試験管／ブロック

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングキット

1

ー

SCC1

クライオクール冷却トラップ用冷媒

1

ー

21

強酸濃縮システム（1.0 M塩酸／ギ酸／酢酸／TFA）
カタログNo.

製品名

数量

備考

コンポーネント型中容量

SPD140DDA

Savant SpeedVac SPD140DDA

1ー

RVT5105-115

冷却トラップ RVT5105

1

GCF400、FC400付属

OFP400-115

オイルフリーポンプ

1

ーRH6-50

RH6-50 ローター

1

6本×50 mLコニカルチューブ

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングキット

1

ー

SCC1

クライオクール冷却トラップ用冷媒

1ーコンポーネント型大容量

SPD300DDAA-115

Savant SpeedVac SPD300DDA

1

FPR-4A、UPC-1、GC4000付属

RVT5105-115

冷却トラップ RVT5105

1

GCF400、FC400付属

VLP120-115

オイルポンプ VLP120

1

オイル式真空ポンプ

VPOF110-115

オイルサーキュレーター VPOF110

1

VLP120に接続

AO310

活性アルミナフィルター1

VPOF110交換用フィルター

RBA24-16-100

アルミ製ローターブロック RBA24-16-100 2個

2

24本×Φ16 mm試験管／ブロック

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングキット

1

ー

SCC1

クライオクール冷却トラップ用冷媒

1

ー

22

凍結乾燥システム＊
カタログNo.

製品名

数量

備考

コンポーネント型中容量

SPD120-115

Savant SpeedVac SPD120

1ー

RVT5105-115

冷却トラップ RVT5105

1

GCF400、FC400付属

VLP200-115

オイル式真空ポンプ VLP200

1

オイル式真空ポンプ

RH6-50

RH6-50 ローター

1

6本×50 mLコニカルチューブ

DVG50-UNV

デジタル真空ゲージ

1ー

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングキット

1ー

SCT120ケミカルトラップ1ーDC120A

ケミカルトラップカートリッジ酸・水用

1

ー

SCC1

クライオクール冷却トラップ用冷媒

1ーSavant SpeedVac SPD210

1ー

RVT5105-115

冷却トラップ RVT5105

1

GCF400、FC400付属

VLP200-115

オイルポンプ VLP200

1

オイル式真空ポンプ

RH48-50U

RH48-50U ローター

1

48本×50 mLコニカルチューブ

DVG50-UNV

デジタル真空ゲージ

1ー

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングキット

1ー

SCT120ケミカルトラップ1ーDC120A

ケミカルトラップカートリッジ酸・水用

1

ー

SCC1

クライオクール冷却トラップ用冷媒

1ーコンポーネント型大容量

SPD210-115＊ 水溶液に限ります。サンプルは事前に凍結させておく必要があります。

23プロテオミクス／酵素／すべてのタイプのRNA（mRNA／tRNA／rRNA）
濃縮システムカタログNo.

製品名

数量

備考

構成A（ポンプと冷却トラップが独立）

SRF110-115

Savant SpeedVac SRF110-115 冷却遠心濃縮装置

1

RF132ローター付属

RVT450-115

冷却トラップ RVT450

1

GCF400、FC400付属

VLP120-115

オイル式真空ポンプ VLP120

1

オイル式真空ポンプ

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングキット

1

―

SCC1

クライオクール冷却トラップ用溶媒

1―

構成B（ポンプ機能も搭載した真空冷却トラップ採用）

SRF110-115

Savant SpeedVac SRF110-115 冷却遠心濃縮装置

1

RF132ローター付属

UVS450-115

真空冷却トラップ UVS450

1

GCF400、FC400付属

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングキット

1

―

SCC1

クライオクール冷却トラップ用溶媒

1―

構成C（凍結乾燥に対応）

SRF110-115

Savant SpeedVac SRF110-115 冷却遠心濃縮装置

1

RF132ローター付属

RVT5105-115

冷却トラップ RVT5105

1

GCF400、FC400付属

VLP200-115

オイル式真空ポンプ VLP200

1

オイル式真空ポンプ

DVG50-UNV

デジタル真空ゲージ

1ー

UTP-TYG

ユニバーサルチュービングキット

1―

SCT120ケミカルトラップ1ーDC120A

ケミカルトラップカートリッジ酸・水用

1

ー

SCC1

クライオクール冷却トラップ用溶媒

1―

SpeedVac SRF110 冷却遠心濃縮装置 構成A

24

FAQ
Q どんな溶媒を濃縮することができますか？
A Savant SpeedVac 遠心濃縮システムは幅広い製品ラインアップを取りそろえ、多様なサンプルの濃縮・乾燥アプリケーションに対応しています。一般的な水溶液やアルコール類はもちろん、加温により不活化しやすい生体由来のタンパク質や酵素をはじめ、有機合成化学や創薬の探索研究で用いられる低沸点有機溶媒（クロロホルム、アセトン、エーテル、ヘキサン）、高沸点有機トルエン）、強酸・強アルカリ（塩酸、酢酸、ギ酸、TFA ）の濃縮にも対応しています。お客さま
溶媒（ DMSO 、DMF 、ニトロベンゼン、のアプリケーションに適したSpeedVacシステムを選択することが重要です。

Q 機種選定をするうえで留意する点はなんですか?
A Savant SpeedVacシステムの機種選定をする際には以下の四つの点に留意してください。
（1）濃縮したい溶媒の種類は何か？
生体試料、水溶液、アルコール・アセトニトリル類、低沸点有機溶媒、高沸点有機溶媒、強酸・強アルカリを含むか？
（2）一度のランでどのくらいの容量のサンプルを濃縮したいのか？ 少量か？ 大容量・ハイスループットか？
（3）容器のフォーマットは？ マイクロチューブ、マイクロプレート、試験管、バイアル、
フラスコなど。
（4）サンプルが熱に弱いか？

Q 濃縮の速さに影響を及ぼす要素には何がありますか？
A Savant SpeedVacによるサンプルの濃縮速度は、以下のような非常に多くの要因に影響を受けます。
① 真空度（加温設定）② チャンバー温度③ サンプル量およびサンプルの初期温度④ サンプル揮発面の表面積⑤ 容器の熱伝導率（粘性など）⑥ 溶質の濃度や性質（液体か？ 固体か？）⑦ サンプルの状態
したがって、サンプルの濃縮時間やプログラムを設定するためには、事前に十分な条件検討が必要になります。

Q 濃縮中はサンプル温度の挙動はどうなりますか？

60

A Savant SpeedVacシステムで濃縮を開始すると、サンプ

20

燥に近づくと、サンプル温度はチャンバー温度に収束する

10

ように上昇します。温度感受性を示すサンプルを濃縮する

0

条件検討を十分に行ってください。

10

10

圧力

30

くなり、サンプルの温度低下が鈍化します。サンプルが乾場合は、あらかじめチャンバーの加温時間とランタイムの

100

40
温度

状態でも起こります。一方で、濃縮が進むと気化速度が遅チャンバー温度

1,000

加温終了

50

ルからの溶媒の気化が始まり、気化熱が奪われてサンプルの温度は低下します（右図）。これはチャンバーを加温した（Torr）（°
C）

1

サンプル温度
真空度

0.1

時間

濃縮とサンプル温度の変化※SRF110は除く

25

Q 凍結乾燥はできますか？
A 水溶液についてはSavant SpeedVacシステムを用いて凍結乾燥と同様のサンプル濃縮（昇華による濃縮・乾燥）を行うことができます。ラン開始初期に高い気化率を達成することでサンプルが凍結します。この条件を満たすためには、排気速度の高いオイ
ル式真空ポンプで高真空状態を維持する必要があります（溶媒の沸点を十分に下げる）。ラン開始時から凍結乾燥を行う場合
は、サンプルを事前に凍結させておく必要があります。

Q コンポーネントタイプと一体型のどちらがいいですか？
A アプリケーションによって最適なシステムをお選びください。
一体型遠心濃縮システムは、一つのユニットに遠心濃縮装置、冷却トラップ、真空ポンプを内蔵したコンパクトなデザインが特長です。使用方法やメンテナンスが容易で、分析サンプルの前処理で広くご使用いただいています。
コンポーネントタイプは、アプリケーションに応じて各コンポーネントのアップグレードが可能で、システムのフレキシビリティーを担保できます。コンポーネントシステムは有機合成化学、天然物化学、創薬・探索研究などの分野で広く使われています。

Q オイルフリー真空ポンプとオイル式真空ポンプはどちらがいいですか？
A アプリケーションに最適な真空ポンプをお選びください。
オイル式真空ポンプは排気速度が速く高真空に到達します。溶媒の沸点を十分に下げることができるため、高沸点溶媒の濃縮や凍結乾燥に適しています。一方で、定期的なオイル交換やメンテナンスが必要です。
ダイアフラム式真空ポンプ（オイルフリー）は内部構造にPTFEまたはETFEなどの化学薬品耐性のあるパーツが使用されているため、アルコール類をはじめ低沸点有機溶媒や酸などの溶媒に適しており、
メンテナンスも容易です。

26

溶媒の種類
溶媒の種類

常圧時の沸点（°C）

凝固点／融点（°C）

蒸気圧@20°C（Torr）

蒸気圧@25°C（Torr）

ジエチルエーテル

35

-116

440

537

水酸化アンモニウム（アンモニア水 28%）

38

-69

361

ー

塩化メチレン

40

-95

350

436

石油エーテル

48

-73

40

ー

シクロペンタン

49

-94

250

ー

アセトン

56

-95

185

231

クロロホルム

61

-65

159

197

メタノール

65

-98

97

127

テトラヒドロフラン

66

-109

142

162

n-ヘキサン

69

-95

124

151

トリフルオロ酢酸

72

-15

107

108

四塩化炭素

77

-23

ー

115

酢酸エチル

77

-84

73

94

エタノール

79

-114

44

ー

メチルエチルケトン

80

-87

74

95

ベンゼン

80

6

ー

95

シクロヘキサン

81

7

78

ー

アセトニトリル

82

-44

ー

89

イソプロパノール

83

-90

32

45

n-プロパノール

97

-127

15

21

n-ヘプタン

98

-97

36

46

水

100

0

18

24

1,4-ジオキサン

101

12

29

38

1,3-ジオキサン

105

-42

ー

ー

イソブチルアルコール

108

-108

9

10

トルエン

111

-95

29

28

ピリジン

115

-42

18

ー

n-ブチルアルコール

117

-90

4.4

7

酢酸

118

17

ー

16

ジメチルホルムアミド

153

-61

3

ー

フェノール

182

43

0.4

ー

ジメチルスルホキシド

189

19

ー

0.6

トリクロロ酢酸

198

58

1

ー

N-メチル-α-ピロリドン

202

-24

0.3

0.34

ニトロベンゼン

221

6

0.15

ー

27

研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。
製品の性能がお客さまの用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客さま自身でご確認ください。
© 2021,2022 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。
価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc LET002-D2212CE

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
TEL ：0120-753-670
info.LPG.jp@thermofisher.com
オーダーサポート
TEL ：03-6832-9260 FAX ：03-6832-9261
営 業 部
TEL ： 03-6832-9270 FAX ：03-6832-9271
facebook.com/ThermoFisherJapanthermofisher.com@ThermoFisherJP