主な仕様
基本仕様
入力チャネル数
入力カップリング設定
入力インピーダンス
電圧軸感度設定範囲
最大入力電圧DC確度＊1
オフセット電圧確度＊1

周波数特性＊1

垂直分解能
最高サンプルレート
最大レコード長

掃引時間
タイムベース確度＊1
外部クロック入力

4（701610, 701620） 2（701605）
AC 1MΩ, DC 1MΩ, GND
1MΩ±1.0% 約28pF
2mV/div〜10V/div (1-2-5ステップ)
300V DCまたは300Vrms CATⅠ,424Vpeak
2mV/div〜5mV/div :±2% of 8div + オフセット電圧確度
10mV/div〜10V/div :±1.5% of 8div + オフセット電圧確度
2mV/div〜50mV/div :±(1% of 設定値+0.2mV)
100mV/div〜500mV/div : ±(1% of 設定値+2mV)
1V/div〜10V/div :±(1% of 設定値+20mV)
10mV/div〜10V/div :DC〜200MHz
2mV/div〜5mV/div :DC〜80MHz(700960使用時、プローブ先端から規定)
8bit (24LSB/div)
ハイレゾリューションモード : 最大13bit
実時間サンプリング時 :200MS/s
等価時間サンプリング時 : 50GS/s
701605, 701610 : 8MW/CH (シングルトリガモード時),
1MW/CH (シングルトリガモード以外)
701620 :32MW/CH (シングルトリガモード時),
4MW/CH (シングルトリガモード以外)
2ns/div 〜800s/div (レコード長により変わります)±0.005％
入力周波数範囲 : 40Hz〜5MHz (連続クロックのみ)

トリガ部
トリガモードトリガソース
トリガタイプオート，オートレベル，
ノーマル，シングル，シングル(N)CH1〜CH4（701605はCH1, CH2）, LINE, EXT（DC電源モデルはCH1〜CH4, EXT）
エッジ, A→B(N), AdelayB, OR, パターン, パルス幅,
TV (NTSC, PAL, SECAM, 1080/60p, 1080/60i, 1080/24p, 1080/50i, 1080/25p, 1080/24sF, 720/60p, 480/60p), I2C（オプション）,CAN（オプション）

解析可能デ−タ数
解析対象チャネル

6.4型カラーTFT液晶ディスプレイ*
最高60画面/秒 (100KW全点表示時)
最高30画面/秒 (1MW全点表示時)* 液晶ディスプレイは、一部に常時点灯しない画素および常時点灯する画素が存在する場合があります。
また、液晶の特性上、明るさにムラが生じることがありますが、これらは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

●波形の取り込み・表示機能
アクイジションモード
ノーマル, アベレージング, エンベロープ
レコード長設定
701605, 701610: 1KW, 10KW, 100KW, 1MW, 8MW(4MW)
701620:
1KW, 10KW, 100KW, 1MW, 4MW,10MW, 32MW(16MW)( )内はハイレゾリューションモード時
ズーム
それぞれ独立の拡大率で2カ所まで設定可能(表示 : Main, Z1only, Z2only, Main&Z1, Main&Z2,Main&Z1&Z2)
ヒストリメモリ
701605, 701610 : 最大約4000回分のアクイジションデータを自動保存
701620 :最大約16000回分のアクイジションデータ
を自動保存
表示フォーマット1, 2, 4画面分割設定可能（701610, 701620）
1, 2画面分割設定可能（701605）
X-Y表示
XY1とXY2の2つ(モデル701605はXY1の1つ)のX-Y波形表示が可能
アキュムレート
波形の重ね書きが可能 (パーシスタンス, カラー)
●解析機能
サーチ&ズーム機能
エッジ, シリアルパターン, パラレルパターン, パルス幅, オートス
クロール
ヒストリサーチ機能
ゾーン, パラメータ
カーソル測定Marker, Horizontal, Vertical, Degree, H&V,Vertical History,CAN(オプション)
波形パラメータの自動測定
P-P, Max, Min, Avg, Rms, Sdev, High, Low, +Oshot, -Oshot,
Int1TY, Int2TY,
Int1XY, Int2XY, Freq, Period, Rise, Fall, +Width, -Width,Duty, Burst1, Burst2, Pulse, AvgFreq, AvgPeriod, Delay (チャネル間)
波形パラメータの統計処理 対象項目 :上記の波形パラメータ
統計項目 :
Min, Max, Avg, Cnt, Sdv
統計モード :
Normal Statistics, Cycle Statistics, History Statistics
演算＋,−,×,パワースペクトラム
GO/NO-GO判定
波形パラメータの自動測定値および波形ゾーンで判定

I2Cバス解析機能オプション仕様

スタートトリガ
Non-ACKトリガ

データ（Hex表示）と波形を同時表示
Reference Pointからの時間,データ（Binary，Hex 同時表示），
アクノレッジの有無
40,000バイト
SCL：CH1，CH3 SDA：CH2，CH42組のバスを切り替えて解析可能

CANバス信号解析機能オプション仕様●対応 CAN Bus仕様
CANバス
ビットレート●トリガ
トリガソース
トリガタイプ●解析機能
解析可能フレーム数
解析結果表示解析補助機能解析可能データ数
解析結果表示解析補助機能CAN Version 2.0B
33.3kbps，50kbps，83.3kbps，95.2kbps，100kbps，125kbps，250kbps，500kbps，1Mbps
Hi-Speed CAN (ISO11898)
Low-Speed CAN (ISO11519-2)
CH1 : 差動プローブにて入力
SOFトリガID フィールドトリガ 4種類指定可能
RTRトリガData フィールドトリガ
8byteまで指定可能
Error フレームトリガ
コンビネーショントリガ
(上記の5つのトリガタイプの組み合わせでトリガ)
最大16000フレーム
波形＆解析リスト表示
詳細解析リスト表示
データサーチ機能
フィールドジャンプ機能
スタッフビット演算機能
CANカーソル機能

最大 3.4Mbit / s
7 bit
System Management Bus 準拠

最大40000バイト
波形＆リスト表示
詳細解析リスト表示
データサーチ機能

リアパネル入出力部
通信インタフェース機能

●適用バス
I2Cバス
バス転送レート
アドレスモード
SMバス●トリガ
トリガソース

設定されたアドレスおよびデータとの比較でトリガ
CH3，CH4 のアナログ信号とI2Cバスとの組み合わせが可能

SPI バス 解析機能 オプション仕様

表示部
ディスプレイ
画面更新速度

アドレストリガ/データトリガ
コンビネーショントリガ
●解析機能
波形＆デ−タ表示
詳細デ−タ表示

信号入出力

プローブパワー端子(オプション)

シリアル(RS232),
USB周辺機器接続端子 (オプション),
USB-PC接続端子 (オプション)
GP-IB (オプション*)
イーサネット (100BASE-TX, 10BASE-T準拠, オプション*)* GP-IBとイーサネットはどちらか一方を選択可能
外部トリガ入力/外部クロック入力,トリガ出力
RGBビデオ信号出力, GO/NO-GO出力
CH1スルーアウト出力
出力端子数 :
4（701610, 701620） 2（701605）
出力電圧 :±12V

バッテリボックス（DC電源モデル専用）
本体動作可能時間
充電時間
充電回数(サイクル寿命)
定格出力定格電源電圧
定格電源周波数
動作温度範囲質量
外形

約2時間操作可能（使用条件により異なります）
約4.5時間約500回（使用環境により異なります）
12VDC（AC電源供給時：14VDC）
100〜120VAC/220〜240VAC（自動切換え）
50/60Hz
動作時：5〜40℃、充電時：5〜35℃
約2.9kg220mm(W)×50mm(H)×248mm(D)

一般仕様
外形
質量
動作温度範囲・AC電源モデル
定格電源電圧
定格電源周波数
最大消費電力・DC電源モデル
定格電源電圧
最大消費電力220mm(W)×266mm(H)×224mm(D)(プリンタカバー収納時、取っ手および突起部を除く)
約4.5kg（フルオプション時）
約3.9kg（オプションなし）
5℃〜40℃

100〜120VAC/220〜240VAC(自動切換え)
50/60Hz
100VA
DC 12V(定格10〜18V)
60VA＊1：基準動作状態（下記）でウォームアップ時間後、キャリブレーションを実行し、タイムベースを内部クロックにして測定した値
基準動作状態

周囲温度：23±5℃
周囲湿度：55±10% RH

CH1 : SCL
CH2 : SDA
CH3，CH4 : アナログ信号入力
スタ−ト条件でトリガ
アクノレッジが無い場合にトリガ

7

DL1600 ディジタルオシロスコープ 形名及び仕様コード

補用品

記 事定価（￥）ディジタルオシロスコープDL1620
539,000
701605＊1
BCP 3 年契約 1年定期校正付 （448,000）
ディジタルオシロスコープDL1640
689,000
701610＊1
BCP 3 年契約 1年定期校正付 （598,000）
ディジタルオシロスコープDL1640L
1,041,000
701620＊1
BCP 3 年契約 1年定期校正付 （950,000）
100〜120 & 220〜240VAC
-AC
—
12VDC
-DC＊2—
UL,CSA規格（3極2極変換アダプタ付）
-M
—
PSE対応
電源ケーブル—
電源ケーブル付属なし-Y—フロッピーディスクドライブ＊3-J1+ 50,000
内蔵メディアドライブ -J2
ZipTMドライブ＊3＊3+ 20,000-J3
PCカードドライブ（TypeⅡ）+ 100,000/B5内蔵プリンタ+ 30,000/P2701605用プローブパワー+ 50,000/P4701610,701620用プローブパワー+ 30,000/C1GP-IB+USB＊4+ 50,000/C10 イーサネット+USB＊4
付加仕様+ 90,000/F5 I2Cバス解析機能＊5+ 240,000/F7 CANバス信号解析機能＊5– 91,000/7N BCP 契約なし
– 45,000/7A BCP 単年契約 1年定期校正付+ 86,000/7C BCP 5 年契約 1年定期校正付

記 事形 名品 名
販売単位 定価（￥）（1巻/1単位）7,500
プリンタ用ロール紙 B9850NX 30m巻き
515,000
1
パッシブプローブ 700960 10MΩ（10:1）, 200MHz帯域, 1.5m, 1本/1単位
10,0001
フロントカバー B9989FA LCD, フロントパネル保護用

形

仕様コード名アクセサリ
品 名ミニチュアプローブ
100：1 高圧プローブ
100：1 高圧プローブ
電流プローブ
電流プローブ
電流プローブ
電流プローブ
差動プローブ
差動プローブ
差動プローブ
差動プローブプローブスタンド
50Ω終端器形 名
仕 様
701942 DC〜350MHz帯域
701944 DC〜400MHz帯域, 1.2m
701945 DC〜250MHz帯域, 3m
701930 DC〜10MHz帯域, 150Arms
701931 DC〜2MHz, 500Arms
701932 DC〜100MHz帯域, 30Arms
701933 DC〜50MHz帯域, 30Arms
700925 DC〜15MHz帯域
700924 DC〜100MHz帯域
701921 DC〜100MHz帯域
701922 DC〜200MHz帯域＊8701919 円形ベース, 1アーム
700976 貫通形
701992-SP01 DL / WEシリーズ用, 標準版
Xviewer
701992-GP01 DL / WEシリーズ用, 演算機能付MATLABツールキット 701991 MATLAB用プラグインソフトウェア＊8

接続には50Ω終端器（700976）が必要です。

外形図＊1 定価の（）内は BCP 契約なし の価格です。 ＊2 DCモデルは -Y を選択してください。701610,701620のみ選択できます。 ＊3 どれか1つを選択してください。同時指定は出来ません。 ＊4 どれか1つを選択してください。 ＊5 SPI解析機能が含まれます。701610, 701620のみのオプションです。

単位mm
220

– BCP（ベストコンディションプラン）は、測定器を常に最良の状態でお使いいただくため、定期的に診断/調整/校正を行い、必要に応じて予防保全/修理などを実施するサービス商品です。
−別契約のベストコンディションプランサービスオプションも用意しておりますのでご相談ください。

仕様コード

電源ケーブル-M＊6

記 事
充電機能付バッテリボックス
UL,CSA規格（3極2極変換アダプタ付）
日本国内でのみ使用可定価（￥）
90,000

265.8
267.8

形 名701680 ＊6定価（￥）60,00035,00045,000250,000
300,000
280,000
200,000
50,00080,00082,000110,000
98,00010,00060,00095,000200,000

加算なし

本体との接続ケーブルは標準で付属されています。

本体標準付属品＊7数量
1
チャネル数分
11118

形 名＊7
電源コード
（3極2極変換アダプタ付き）
パッシブプローブ（700960）
フロントカバー（透明タイプ）
プローブ用ソフトケース
プリンタ用ロール紙（/B5 オプション指定時）
ユーザーズマニュアル（1式）

224.1
265.6

29

DCモデルには付属されません。

主なアクセサリ50MHz帯域電流プローブ（701933）

10MHz帯域電流プローブ（701930）

400MHz帯域100：1プローブ（701944）

100MHz帯域差動プローブ（700924）

200MHz帯域差動プローブ（701922）

100MHz帯域差動プローブ（701921）

入力範囲：30Arms

入力範囲：150Arms

最大入力電圧：1000Vrms

減衰比：1/100, 1/1000切替可能
最大差動許容電圧：±1400V

減衰比：1/10
最大差動許容電圧：±20V

減衰比：1/10, 1/100切替可能
最大差動許容電圧：±70V（1/10）,±700V（1/100）

詳細仕様は下記のホームページアドレスにてご確認下さい。

［

http://www.yokogawa.co.jp/tm/Bu/DL1600

は横河電機（株）の登録商標です。］

Microsoft，MS, WindowsおよびInternet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
マイクロドライブは，米国 IBM Corporationの，米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Zipは，米国 Iomega Corporationの，米国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他，本文中に使われている会社名および商品名称，各社の登録商標または商標です。

通信・測定器事業部 営業部 〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32 TEL：0422-52-5609

地球環境保全への取組み●横河電機製品はISO14001の認証を受けている事業所で開発生産されています。
●地球環境を守るために横河電機（株）が定める「環境調和型製品設計ガイドライン」および「製品設計アセスメント基準」に基づいて設計されています。
ご注意●本製品を正しく安全にご使用いただくため、「取扱説明書」をよくお読みください。

FAX：0422-52-6624

C&MS-01

計測器の取扱い、仕様、機種選定、応用上の問題などのお問合せはカストマサポートセンター
0120-137-046 までお問合せください。
E-mail：tmi-cs@csv.yokogawa.co.jp
受付時間：祝祭日を除く、月〜金曜日／9:00〜11:45, 13:00〜17:00

このカタログの内容は2007年5月21日現在のものです。価格には別途消費税が加算されます。記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved, Copyright © 2005, Yokogawa Electric Corporation.
[Ed:03/b]
Printed in Japan, 705(KP)