管理医療機器

歯科用象牙質接着材（歯科セラミックス用接着材料（）歯科金属用接着材料）との両 立

リン酸エステル系モノマー「ＭＤＰ」配合
製造販売元

クラレノリタケ デンタル株式会社

塗布後の待ち時間なしでも、確実な接着力を発揮！
スピーディーな操作性！
｢トライエスボンド ND クイック｣は、ボンド塗布後、待たずにエアブローに移ることがき、スピーディーなボンディング処理が可能です。そのため、ボンド塗布後の待ち時間に由来する接着阻害リスクが低減

呼気接着阻害因子とは？

唾液します。

滲出液
血液

確実な接着性！
Self-Etch & Self-Adhesive Technology
1. 浸透性

粘度の低減により歯質浸透性とぬれ性が向上 (Self-Etch)

2．
SA機能

MDP ※1 のSelf-Adhesive機能を活用 ※１ 下段参照

3．硬化性

独自の多官能モノマー※2 と光重合触媒の導入によりボンドの硬化性が向上※ 2 添付文書中の ｢その他のメタクリル酸系モノマー｣ を指します。

人歯象牙質に対する微小引張接着強さ（37℃ /24hr 後）トライエスボンド
ND クイック

象牙質との接着界面
顕微鏡写真

走査型電子顕微鏡写真

コンポジットレジン（｢マジェスティ® ES フロー｣）コンポジットレジン（｢マジェスティ® ES フロー｣）トライエスボンド
ND
02040← ｢トライエスボンド ND クイック｣
ボンド層60（MPa）

トライエスボンド ND クイック：塗布 3 秒後エアーブロー
トライエスボンド ND：塗布 20 秒放置後エアーブロー●弊社測定のデータ条件などにより数値は異なります。試験方法は、品目仕様に記載の方法とは異なります。

優れた接着耐久性

象牙質

象牙質
100 ㎛

写真提供：イノコシ歯科医院

塗布後の待ち時間なしでも、良好な接着強さを示します。

｢トライエスボンド ND クイック｣ ボンド層

猪越重久先生10 ㎛

写真撮影：クラレノリタケデンタル（株）

均一で薄膜な（約 5μm ）ボンド層による良好な接着界面が確認できます。

リン酸エステル系モノマー ｢MDP｣ 配合｢トライエスボンド ND クイック｣ は、これまで ｢クリアフィル ®｣シリーズのボンディング材に採用実績のあるリン酸エステル系モノマー｢MDP｣ を採用しています。
リン酸エステル系モノマー ｢MDP｣ は歯質を脱灰しながら、同時にハイドロキシアパタイトやカルシウムと高い親和性を示すことが知られています。さらに、水分の存在下でも安定し※3ており耐久性に優れることが報告されています。

そのため、同物質を含有する本製品により形成される接着界面は歯髄液、唾液などの水分にリン酸エステル系モノマー｢MDP｣の分子構造
H2C=C

CH3

OH

COO−CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2−O−P−OH
O

重合部位（メタクリレート基）

疎水性基

よる影響を受けにくく、優れた耐久性を発現すると考えられています。
※３参考文献Y.Yoshida, K.Nagakane, R.Fukuda, Y.Nakayama, M.Okazaki, H.Shintani, S.Inoue, Y.Tagawa, K.Suzuki, J. DE Munck, and B.Van Meerbeek,Comparative Study on Adhesive Performance of Functional Monomers, J Dent Res 83（6）; 454-458, 2004

リン酸基

との両立

使用ステップ通法にしたがい窩洞形成、防湿、歯髄保護ボンドの採取 ( 充填準備 )7分

混和皿採取後、7 分間※4 使用可能

※ 4 遮光下、25℃にて｢トライエスボンド ND クイック｣ は、クラレ
ノリタケデンタルの親水性成分、疎水性成分を均一化する技術により、分離層の形成が抑制されています。そのため、容器中・採取後・塗布時のいずれにおいても親水性成分、疎水性成分は均一な状態が維持されます。
液材の採取直後

液材の採取7分後（遮光下）｢トライエスボンド ND クイック｣ は、窩壁部にも塗布しやすく、複雑な窩洞や小さな窩洞内へも均一に浸透しやすい適度な粘性を有しています。

ボンドの塗布塗布中は、デンタルライトの光量を下げてください。

※写真はボンドを採取した練和紙を垂直にし、30 秒後の状態
トライエスボンドNDクイック

待ち時間なしマイルドなエアーブローで5 秒以上しっかりと乾燥すぐに、エアーブローに移れてスピーディー！

バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまでしっかりと乾燥させてください。

光照射

トライエスボンドND

3秒

優れた光硬化特性により、高出力 LED での照射時間は３秒！

歯科重合用光照射器について
分類
ハロゲン照射器

光源
ハロゲンランプ

LED照射器

青色LED

高出力LED照射器

青色LED

波長
光量
有効波長域が400〜515nm
400 mW/cm 2以上
発光スペクトルピークトップが800~1400 mW/cm 2450〜480nm
発光スペクトルピークトップが1500 mW/cm 2 以上450〜480nm

上記の条件を満たす歯科重合用光照射器を使用してください。

光重合型 CR の充填・硬化・研磨｢トライエスボンド ND クイック｣は、塗布後の待ち時間なしでも、良好な接着強さを示します。
写真提供：田代歯科医院 田代浩史先生
上記の使用ステップは、添付文書記載の使用方法 A-1. ｢光重合型の歯科充填用コンポジットレジンによる充填修復｣ を示します。

照射時間10 秒
10 秒
3秒

製品構成
管理医療機器

歯科用象牙質接着材（歯科セラミックス用接着材料）（歯科金属用接着材料）

医療機器認証番号：224ABBZX00106000〔セット品包装〕●ボンド（5.6mL）× 1 本●付 属 品（ 混 和 皿（B）、遮光板（B）、関連商品
管理医療機器ス ポ ン ジ 小 片（NL）） ×〔単品包装〕

各1個●ボンド（5.6mL）× 1 本

フロアブルレジンを組み合わせて、さらに簡便な充填処置が可能！
歯科充填用コンポジットレジン

医療機器認証番号：224ABBZX00170000〔Super Low〕

〔Low〕

単品包装

〔High〕

単品包装●レジン充填材〔Super Low〕( 各 2.7g/1.5mL)

単品包装●レジン充填材〔Low〕( 各 2.7g/1.5mL)(A1、A2、A3、A3.5、A4、KA6、B1、B2、XW)●付属品 : ニードルチップ（N（）５個） ニードルチップキャップ（５個）●レジン充填材〔High〕( 各 2.7g/1.5mL)(A1、A2、A3、A3.5、A4、KA6、B1、B2、XW、A2D、A3D)●付属品 : ニードルチップ（N（）５個） ニードルチップキャップ（５個）

管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン(A1、A2、A3、A2D、A3D)●付属品 : ニードルチップ（N（）５個） ニードルチップキャップ（５個）

管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン

医療機器認証番号：224ABBZX00119000

保険適用外〔セット品包装〕

医療機器認証番号：224ABBZX00120000

ベーシックセット〔セット品包装〕●レジン充填材料（3.6g/2.0mL）
A2、A3、A3.5…各1本

スターターセット●レジン充填材料（3.6g/2.0mL）「クリアフィル ® マジェスティ ® ES-2 Premium」
は、デンチンとエナメルの 2 層による積層充填でより深みのある色調再現がおこなえます。

A2E、A2D、A3E、A3D…各1本●ご使用に際しましては添付文書を必ずお読み下さい。 ●印刷のため、現品と色調が異なることがあります。 ●仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。
●本文中の｢トライエスボンド ND クイック｣｢トライエスボンド ND｣および｢マジェスティ® ES フロー｣は、それぞれ｢クリアフィル® トライエスボンド ND クイック｣｢クリアフィル トライエスボンド® ND｣
および｢クリアフィル® マジェスティ® ES フロー｣を示します。

製造販売元

販
〒959 - 2653 新潟県胎内市倉敷町2 - 28

連絡先〒100 - 0004 東京都千代田区大手町1-1- 3（大手センタービル）
フリーダイヤル：0120 - 330 - 922●「クリアフィル」、「クリアフィル トライエスボンド」及び「マジェスティ」は株式会社クラレの登録商標です。

売元〒564 - 8650 大阪府吹田市垂水町3 - 33 -18〒110 - 8 513 東京都台東区上野2 -11-15
お 客 様 相 談 セ ンター：0800 - 222 - 8020
http://www.dental-plaza.com

T E L（. 0 6）6 3 8 0 - 2525
T E L（. 0 3）3 8 3 4 - 6161

T652-03 03／2016