管理医療機器 歯科接着用レジンセメント

T o t a l
C e m e n t i n g
S y s t e m s

製造販売元 クラレノリタケ デンタル株式会社

表面処理フッ化ナトリウムを配合・デュアルキュア機能※１を持つ、汎用性に優れた歯科用セメントキットです。歯質や各種修復材料に対して、高い接着強さを発揮します。※２※１. オペーク色は光硬化深さが低いため、光照射による硬化ではなく「オキシガードⅡ」による化学硬化で使用して下さい。
※２. 各種前処理材（シランカップリング材、アロイプライマー）との併用した場合。

歯質・各種修復材料への接着性能

トータルセメンティングシステム

パナビア ® F2.0 ペーストおよび ED プライマーⅡに接着性モノマー「MDP」を含有してい※２ますので、歯質のみならず各種修復材料に対して高い接着強さを発揮します。
各種被着体への接着

表面処理フッ化ナトリウム配合

パナビア ® F2.0

ポーセレン

● クリアフィル®
ポーセレンボンド
アクティベーター（別売）＋● アロイプライマー● クリアフィル®
メガボンド® プライマー（別売）

ハイブリッドセラミックス

FF

ホワイト

オペーク

インレー 及びアンレー の 合 着◎◎◎○ポーセレン及びハイブリッドセラミックス製のクラウン・インレー及びアンレーの合着◎○

ラミネートベニア修復○◎◎◎◎◎○◎◎◎

使 用目 的金 属 製 の クラウン・ブリッジ
接着アマルガム修復

支台築造及びコンポジットレジンの接着）
接着ブリッジ、接着スプリントの合着F「パナビア ® F2.0」で合着

ライト調（メタルコアの合着、ポストの固定

歯質

F

F

ブラウン

色

表面処理を施したフッ化ナトリウムを配合しています。表面処理フッ化ナトリウムのフッ素イオンは、歯質中の微量水分に誘導され歯質中へ移行します。

非貴金属合金

貴金属合金■ パナビア ® F2.0 のシェードと適応症例

（前歯）

◎（臼歯）

◎

ブラウン：透明性が高く、歯質との色調適合性に優れています。

フッ素を徐放ラ イ ト ：特に明るい歯牙、あるいはマージン部が目立つ症例の場合はライト色が有用です。
ホワイト：白色不透明の色調を有しています。

オペーク：金属色被着物の色調遮断に優れています。

コンポジット
レジン
硬化体

ポーセレン及びハイブリッドセラミックス製のクラウン、インレー及びアンレーの合着の概要（イラストは「エステニア ® C&B」のクラウン）※ご使用に際しましては、製品の添付文章を必ずお読みください。 「エステニア ® C&B」管理医療機器● ED プライマーⅡ

歯冠用硬質レジン 医療機器承認番号 21500BZZ00534000

補綴修復物の前処理

合 着

1 リン酸処理歯 質※サンドブラスト処理、超音波洗浄後（エナメル質、象牙質）

A ペースト

1 A.B ペースト等量練和
K エッチャント
GEL■ 剪断接着強さ

AA 人歯エナメル質
BA 人歯象牙質

B 金銀パラジウム合金
C

無機物フィラー
C を含むレジン系材料（エステニア ® C&B）
051015202537℃1 日後

303540MPa

サーマルサイクル 3,000 回後測定条件：＃1000 研磨、被着面積 3mmφマージン部へ JET ライト 3000 にて 2 方向から各 20 秒光照射
クロスヘッドスピード 1mm/min（オートグラフ【AG-100KN】島津製作所を使用）
測定条件：＃1000 研磨後、アルミナサンドブラスト、アロイプライマー処理、被着面積 5mmφマージン部へ JET ライト 3000 にて 2 方向から各 20 秒光照射
クロスヘッドスピード 1mm/min（オートグラフ【AG-100KN】島津製作所を使用）
測定条件：＃1000 研磨後、アルミナサンドブラスト、セラミックプライマー処理、被着面積 5mmφマージン部へ JET ライト 3000 にて 2 方向から各 20 秒光照射
クロスヘッドスピード 1mm/min（オートグラフ【AG-100KN】島津製作所を使用）
クラレノリタケデンタル（株）測定
弊社測定のデータ；条件などにより数値が異なります。

2 シラン処理2 5 秒間放置

3 洗浄

4 乾燥（20 秒間）＋アクティベーター
クリアフィル ®
ポーセレンボンド
アクティベーター

クリアフィル ®
メガボンド ®
プライマー

B ペースト

2 練和したペーストを「補綴修復物」側に塗布

プライマー

1 2 液混合

2 被着面に塗布・ 3 弱圧エアーで5 秒間放置
確実に乾燥

（1 滴ずつ）

支台歯の前処理

オキシガードⅡ

1 支台歯が貴金属合金の場合

3 補綴修復物の合着（余剰ペーストの除去）

光重合

1 被着面に塗布

アロイプライマー（1 カ所につき 20 秒間）

A液

化学重合

2 乾燥
4 光重合

2 歯面処理●「K エッチャント GEL」と「ADゲル」による処理

支台築造など象牙質に接着強さを求める場合では象牙質に対し「K エッチャント GEL」＋「ADゲル」処理を施すことにより、接着強さが向上します。

1 被着面に塗布

4 セメントラインをオキシガードⅡで被覆※使用可能な歯科重合用光照＋ B液

射器の条件については製品の添付文章をお読み下さい。

ED プライマーⅡ

ED プライマーⅡ

1 A.B 液混和（1 滴ずつ）

2 被着面に塗布（歯質・金属・コンポジットレジン）

3 30 秒間放置

4 確実に乾燥

5 3 分間以上処理後水洗構成品
パナビア ® F 2.0（セット）管理医療機器 歯科接着用レジンセメント（歯面処理材）（歯科金属用接着材料）（歯科接着・充填材料用表面硬化保護材）
医療機器認証番号：224ABBZX00029000●セット（ブラウン、ホワイト）・パナビア® F2.0ペースト Aペースト（2.3mL/5.0g） 1本・パナビア® F2.0ペースト Bペースト（色調：ブラウンまたはホワイト）（2.3mL/4.6g） 1本・EDプライマーⅡ A液（4.0mL） 1個
・EDプライマーⅡ B液（4.0mL） 1個・アロイプライマー（1.0mL） 1個・オキシガードⅡ（6.0mL） 1個・付属品（小筆ホルダー（白） 1、ディスポ小筆ブラシ黒 50個、ノズル（キャップ付き） 5個、小筆ブラシ 50本入、練和棒（PN） 1、練和紙（P2） 1冊、混和皿（FPN） 1個、遮光板（FPN） 1個）

パナビア ® F 2.0 ペースト

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント 医療機器認証番号：224ABBZX00030000● 単品
・パナビア® F2.0ペースト Aペースト（2.3mL/5.0g）
・パナビア® F2.0ペースト Bペースト（ブラウン）（ 2.3mL/4.6g）
・パナビア® F2.0ペースト Bペースト（ホワイト）（ 2.3mL/4.6g）
・パナビア® F2.0ペースト Bペースト（ライト）（ 2.3mL/4.6g）

・パナビア® F2.0ペースト Bペースト（オペーク）（ 1.0mL/1.9g）

ED プライマーⅡ

管理医療機器 歯面処理材 医療機器認証番号：21200BZZ00355000● 単品
・EDプライマーⅡ A液（4mL）
・EDプライマーⅡ B液（4mL）

オキシガードⅡ

管理医療機器 歯科接着・充填材料用表面硬化保護材 医療機器認証番号：224ABBZX00015000

・オキシガードⅡ（6mL）

専用ケース付

アロイ プライマー

管理医療機器 歯科金属用接着材料 医療機器認証番号：20900BZZ00723000

・アロイ プライマー（5mL）

関連商品
管理医療機器 歯科用エッチング材

高度管理医療機器 医療品含有歯面処理材

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料（歯科金属用接着材料）（歯科用象牙質接着材）（歯面処理材）● 6mL● 10mL● 4mL

K エッチャント GEL

医療機器認証番号：16100BZZ01130000

クリアフィル ® ポーセレンボンド アクティベーター

ADゲル

医療機器承認番号：20500BZZ01050000

医療機器承認番号：16300BZZ00085000●印刷のため、現品と色調が異なることがあります。●仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。●出典のない測定データはクラレ ノリタケ デンタル株式会社によるものです。
●ご使用に際しましては添付文書を必ずお読み下さい。

製造販売元

販
〒959 - 2653 新潟県胎内市倉敷町2 - 28

連絡先売元〒564 - 8650 大阪府吹田市垂水町3 - 33 -18〒110 - 8 513 東京都台東区上野2 -11-15
http://www.dental-plaza.com

TEL.（06）6380 - 2525
TEL.（03）3834 - 6161

〒100 - 0004 東京都千代田区大手町1-1- 3（大手センタービル）
フリーダイヤル：0120 - 330 - 922●「クリアフィル」「パナビア」「エステニア」及び「メガボンド」は株式会社クラレの登録商標です。

4／2012-01