ご使用に必要な商品におい提示装置

ソニー独自のサステナブルな材料を用いた環境に配慮した設計

嗅覚測定用途（OTカートリッジ）

NOS-DX1000

被験者ごとに取り換えるノーズガイドには余剰バイオマスである米の籾殻からカスタマイズ用途（カスタムカートリッジ）生まれた多孔質カーボン素材トリポーラス™と、竹・さとうきび・市場回収リサ
イクルペーパーを原料にする環境に配慮した紙素材オリジナルブレンドマテリ
アルを配合した無臭かつ環境に配慮した新素材を採用しています。また、消耗品となる専用カートリッジの部品の一部にも再生材利用率最大99%の難燃性再生プラスチックSORPLAS™を用いています。＊2

幅広い用途でお使いいただけますにおい提示装置本体

専用タブレット（「NOS嗅覚測定」インストール済）におい提示装置本体

専用タブレット（「Scent Canvas」インストール済）

専用OTカートリッジ ※ 1

ノーズガイド ※ 1

カスタムカートリッジ ※ 1

ノーズガイド ※ 1※1＊1

本 製 品は 医 療 機 関 をはじ め 、研 究 機 関 、自 治 体 等にお いて嗅 覚 閾 値 の研 究 や 嗅 覚トレーニング、にお い サンプルの提 示 など、幅 広 い 用 途でお使い いただけます。まずはお気 軽にお問い 合わせください 。

専用OTカートリッジ、カスタムカートリッジ、ノーズガイド、カートリッジ
クランパー、サブカートリッジセットは本体に付属しません。別売りです。

もっと知りたい方※２ 10個入りセットとなります。
カスタムカートリッジをお持ちの方で、においサンプルを追加したい場合にご利用できます。単独のご利用はできません。
※その他必要備品は販売会社にご確認ください。

カートリッジクランパー ※ 1

Q＆A

サブカートリッジセット（必要に応じて）※ 1,2

各カートリッジの特徴
OTカートリッジ

カスタムカートリッジ

みなさまからよく寄せられるご質問を集めました。

自由に嗅素を注入いただけます。

嗅素の種類

5 種類の嗅素を 8 段階に希釈した研究用試薬を封入している状態で販売します。

事前準備

事前準備不要（嗅素注入済）

保存方法

室温保存可能注入する嗅素に依存

利用事例

研究を目的とする被験者の嗅覚機能の評価

・におい、香りの研究
・食品品質など業務に携わる方に対するトレーニング
・嗅覚能力の維持確認など

1 カートリッジに付き最大 40 種類となります。
におい提示装置の使い方説明

・嗅素の注入sony.net/nos-use

sony.net/nos-faq

・アプリでの、におい提示方法の設定（テンプレートあり）

お問い合わせにおい 提示装置を含めた各種製品は、販売会社を通じて販売いたします。
リースや 短 期レンタルをご希 望のお 客 様も併せて、右 記のウェブサイトより、各 販 売 会 社ににおい提示装置の製品仕様お問い合わせをお願いいたします。また、製品（におい提示装置、専用カートリッジ他）、販売 、サービス、修理等のご質問・お申し込みについても販売会社にて承ります。

型番NOS-DX1000

嗅素提示時間1〜10秒

最大外形寸法(幅×高さ×奥行)

約 37.4× 約 37.8× 約 25.3 (cm)におい提示方式（嗅素吐出方式）

気体拡散方式（非加熱、ドライエアー方式）＊1 本機は、治療や診断などの医療を目的とした機器ではなく、研究用途となります。
＊2 再生プラスチックの使用部位はカートリッジの台座部分で、使用率は100％です。

質量約 5.2kg

操作方法

付属タブレットの専用アプリから操作

パンフレット上の注意 ● 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります ●パンフレットと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合があります

電源（本体）

ご使用する専用アプリにより異なります。詳細は販売会社にご確認ください。

DC 12V ( 付属の AC アダプターを使用 )専用アプリ「NOS嗅覚測定」
・Wi-Fi®/Bluetooth/USB接続によるデータ転送（txt、csv、jpeg）●

消費電力

最大約 6W

推奨環境

環境温度 ： 20℃〜 25℃

嗅素源
嗅素切替時間データ転送方法
環境湿度 ： 40% 〜 70%

カートリッジ方式（1カートリッジに最大40種類の嗅素を充填可）
付属品

約3秒

※Android™ OS上でファイルマネージャー等での操作が必要な場合あり

・動作確認済みの二次元コードリーダーによるデータ転送（txt、csv）（*注）
・指定のBluetooth®モバイルプリンターによるデータ出力（*注）● 専用アプリ「Scent Canvas」
・USB接続によるデータ転送（csv)
専用操作タブレット、ACアダプター、取扱説明書 ※クイックリファレンス※ 、保証書

商標について ●「ソニー」および「SONY」、ならびにソニーの商品名、サービス名およびロゴマークは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。
その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。● Tensor Valve、トリポーラス、SORPLAS及びScent Canvas
はソニーグループ株式会社の商標または登録商標です。● Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ソニー株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及び商号は、それぞれの所有者に帰属します。● Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、およびWi-Fi
Direct®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。

ソニー株式会社

法人のお客様向け
ソニー株式会社 ウェブサイト

※カスタムカートリッジ向けの場合は、スタートガイドが付属品となります購入に関するお問い合わせ〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

sony.net/nos

＊1
５

６

Brand New Olfactive Age
五 感のなかでもっとも研 究が 進んでい ないとい わ れる嗅 覚
これまで取り扱いが 困難とされてきた「におい 」
誰もが 自 由に扱える、そんな未 来を願 い 、「におい 提 示 装 置 」を開 発しました
まだ誰も見たことのない 、ソニーの新たな挑 戦です2 種 類 の カ ー トリッ ジ を ご 用 意 し て い ま す 。 ご 利 用 用 途 に よっ て 、お 選 び くだ さ い 。

におい提示装置とはソニー 独 自 のにお い 制 御 技 術 により、室 内 でにお い汚染を抑制し、嗅素（においの素）を手軽に提示することを可能にしました。
専用の設備や部屋を必要としないため、様々な場所でご使用が可能です。

嗅覚測定用途嗅素のカスタマイズ

第一薬品産業株式会社製におい 提示装置 専用OTカートリッジにおい 提示装置

素早くにおいを提示。
40種類の好きなにおいを自由に取り扱える。

嗅覚測定を手軽に。

また専用アプリによる簡単操作で、素早いにおい 提示ができ、切替もスムーズです。
＊1におい汚染を抑える

手軽に素早くにおいを提示できるにおい 提 示 装 置と一 緒に使 用する専 用カートリッジとなります。嗅 覚 閾 値の研 究を行うことを目 的に、5 種 類の嗅 素を8 段
階 に 希 釈した 研 究 用 試 薬 を 封 入してい ます。専 用アプリを使った操 作によりにおい 提 示が 手 軽になります。

専用アプリ：NOS嗅覚測定
OTカートリッジでできることにおい 提 示 装 置と一 緒に使 用することで、好きなにおいを自由に提 示することができます。カスタムカートリッジに好きな嗅 素 を 注 入 することが でき、1 つ のカートリッジ につ き最 大4 0 種 類 の 嗅 素 を取り扱うことが できます。専 用アプリで、においの提 示 方 法やクイズ作 成など、におい 提 示を簡 単にカスタマイズができます。

専用アプリ：Scent Canvas™

カスタムカートリッジでできること

1. 閾値測定が 簡単にできる

ソニー独自のカートリッジ構造と吐出技術により、強いにおいの嗅カスタムカートリッジ

2. におい選択肢の表示

クイズ形式

参照したいにおいの確認

嗅覚測定/ トレーニング

タブレット上で提示したいにおいを選択するだけで、すぐににおいを素を使用した場合でも、カートリッジの密閉性の高さを実現しまし提示することができます。手先が嗅素で汚染されること、また操作時た。本体に内蔵された脱臭機構により、室内のにおい汚染を防ぎまに他の異なる嗅素が混ざることも抑制されます。
においを提示する際す。専用の設備や部屋を用意するなどの制約がなくなります。に毎回の煩わしい準備や片付けが不要です。

専用アプリにより簡便な結果の記録と閲覧、データ転送を実現

測定者によらず、条件のばらつきを抑え、におい提示が 可能においの嗅ぎ比べ

3. 測定結果の比較・管理が 簡単

本製品では鼻からの距離や、においが提示される時間を一定にす

4. 測定結果をサーバーに転送可能

ブラインドテスト/嗅覚トレーニング

三択式/5-2法

登録した嗅素を一覧から選択し、手軽に登録した嗅素を１つを選んで、クイズ形式

一度に複数のにおいを連続して提示することにおいの提示を行えます。の問題を作れます。

ができ、三択式や5-2法での出題も可能です。

活用シーン
品質管理（例：食品会社）

商品開発（例：食品/ 化粧品会社）

展示会・イベント

嗅覚トレーニングにおいの検知や識別などの嗅覚能力の訓練や測定に活用できます。三

商品開発を目的とした複数人での店頭やイベントなどで香りサンプル複数の香りを覚えるための訓練に、多種類の香りサンプルの比較や、モを提示したいときに、タブレット操作択法や5-2法など官能評価でよく使対象となる香りの参照や、ブライン

ニター評価を手軽に実施できます。

だけで、手軽に好きな香りを選んでドテストを手軽に実現できます。

専用アプリを用いて、測定結果を簡単に記録できます。測定結果はアることで、手で提示するよりも正確で、安定したにおい提示が可能

プリ上で比較して表示分析することができます。Wi-Fi®や二次元となります。測定する施設や、測定者が異なる場合でも、測定結果コード、USB接続、バーコードリーダー（オプション品）などで測定結の比較検討が容易になります。

果を転送することができます。Bluetooth®プリンター（オプション品）を用いることで感熱紙へ出力も可能です。

体験することができます。

われる方法も手軽に実施できます。

※ご使用する専用アプリによって、仕様は異なります。詳しくはにおい提示装置の製品仕様（5頁目）または販売会社にお問い合わせください。

使用手順

使用手順

テンソルバルブテクノロジーにおい漏れを抑制し、高いダイナミックレンジでのにおい提示を可能にするとともに、多数のにおいを手軽に制御するソニー独自開発の高出力・高ストロークを実現するワイ
ヤ式リニアアクチュエータアレイ技術および、高 気 密カート
リッジ技 術であるTe n s o r Va l v e ™テクノロジーを採 用しています。

２

被験者は本体に新しくセットされたノーズ

測定者はタブレット操作で、においを選択しタブレット上に測定結果が表示・記録されます。

ガイドに鼻を合わせます。て、被験者に提示します。

※画面はイメージです。

３

好きな嗅素を注入します。

専用アプリで提示する方法やプロセスを作タブレット操作だけで、好きなにおいを提示で成します。

きます。

※画面はイメージです。

※画面はイメージです。

４