管理医療機器 歯科用象牙質接着材（歯科セラミックス用接着材料）（歯科金属用接着材料）（歯科用知覚過敏抑制材料）

1

この 滴 に接着技術を結集
塗布後の待ち時間なし！
「クリアフィル®メガボンド®」に近似した接着！
ユニバーサルユース

クラレノリタケ デンタル株式会社

S e c u r e

M A t r i x - R e s i n

T e c h n o l o g y

塗布後のボンド硬化物の吸水率

図1
（wt%）

「待ち時間なし」で「高接着」を実現 。

86

半分以下

420

クリアフィル®
ユニバーサルボンドQuick

試験条件：照射器：ペンキュアー 2000標準モード
37℃水中24時間保管「 親水性アミド系モノマー」を新たに採用。

図2

独自のリン酸エステル系モノマー「MDP 」
・高活性重合触媒と組み合わせる技術を開発、®

クリアフィル®
ボンド SE ONE
クラレノリタケデンタル(株)測定

人歯象牙質に対する微小引張接着強さ

（MPa）

100

「 Secure MAtrix- Resin Technology（SMART）」と名付けました。

8060

この技術により、ボンド塗布後に待ち時間なしで乾燥・光照射が可能でありながら、40「クリアフィル ® メガボンド ® 」に近似した象牙質接着を実現しました。

0

また、ボンドの重合硬化性がさらに向上。吸水率が当社従来品と20
SKB -100

SE ONEMB

データ測定：東京医科歯科大学う蝕制御学分野
測 定 条 件：測定条件：#600研磨面、被着面積1.0x1.0mm²、37℃水中保管、24hr後比較し半分以下で、長期的な接着耐久性が期待できます。

SKB-100：「クリアフィル® ユニバーサル ボンド Quick」
SE ONE：「クリアフィル® ボンド SE ONE」
MB：
「クリアフィル® メガボンド®」
日本歯科保存学会 2016春季学術大会(第144回)発表より

接着阻害因子との接触によるリスク低 減
塗布後の「待ち時間なし」により、処置時間がさらに短縮されますので、特に唾液の多い下顎部や、長時間開口が困難な小児・高齢者

接着阻害因子とは？

呼気唾液の症例等で、スムーズな治療が行えます。

滲出液
血液１本 で ユニバーサル（多用途）ユースに「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 」は、充填修復・支台築造はもちろん、セメント接着時の歯面処理等に、１本のボトルのみで使用できます。

光重合型CR充填修復※1

ポスト植立※2,3/ 支台築造

※2,3OR窩洞のシーリング※6

知覚過敏※7露出根面※8「クリアフィル ® DCコア オートミックス® ONE」以外のデュアルキュア型、あるいはセルフキュア型の支台築造材料をお使いの場合は、本品と「クリアフィル ® DCアクティベータ―」を混和してお使いください。

セメント接着※4,5

● 基 本 操 作（概 要 ）ご使用前に必ず添 付文書・取扱説明書をご確認ください。

光重合型CR充填修復 （ 乳歯 ）※1

待ち時間なし※9
窩洞形成、充填準備

ポスト植立

ボンド塗布

※2,3

５秒以上
乾燥（弱〜中圧）・バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥/ 支台築造※2,3支台築造材料の填入CR充填・
光照射 ※11

形態修正・研磨
写真提供： 田代歯科医院 田代 浩史 先生（「クリアフィル® DC コア オートミックス® ONE 」）

待ち時間なし※9
窩洞形成

光照射 ※10

試適・酸処理・
シラン処理・乾燥ボンド塗布

ポスト植立・光照射 ※12

CAD/CAM冠のセメント接着

５秒以上
乾燥（弱〜中圧）・バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥・余剰ボンドはペーパーポイント等で吸い取る

歯冠部への築盛
光照射 ※12

光照射※10

最終硬化 ※12・形成
写真提供： 高輪歯科 加藤 正治 先生（「SA ルーティング ® プラス」）（「カタナ ® アベンシア ® ブロック」）※4,5

待ち時間なし※9
術前

サンドブラスト・酸処理

シラン処理・乾燥

ボンド塗布

乾燥（弱〜中圧）
５秒以上
・バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥

セメント塗布・装着

光照射 ※13・余剰セメント除去

・ボンドの影響で、光照射時間は短くなりますので注意してください

最終硬化 ※13
写真提供： 高輪歯科 加藤 正治 先生※1 添付文書の使用用途「光重合型の歯科充填用コンポジットレジンによる充填修復」 ※2 添付文書の使用用途「デュアルキュア型又はセルフキュア型の歯科用支台築造材料によるポストの植立及び／又は支台築造」 ※3 「クリアフィル®
DCコア オートミックス® ONE」と併用時の歯面処理のみ ※4 添付文書の使用用途「セメント接着における窩洞、及び支台歯の処理」 ※5 「SA ルーティング ® プラス」/「SAセメント プラス オートミックス®」と併用時の歯面処理のみ※6 添付文書の使用用途「間接修復法の前処理としての窩洞のシーリング」 ※7 添付文書の使用用途「知覚過敏の処置」。 ※8 添付文書の使用用途「露出根面等（実質欠損を殆ど含まない症状）の処置」 ※9 塗布後の待ち時間なしで、次の乾燥操作が可能です。 ※11 ご使用の光重合型CRの添付文書を参照ください。 ※12 「クリアフィル ® DCコア オートミックス® ONE」の添付文書を参照ください。 ※13 「SA ルーティング ® プラス」の添付文書を参照ください。

光重合型CRを使用したエナメル質・象牙質に対する歯面処理時間別せん断接着強さ

図3（MPa）

エナメル質
象牙質

353025201510500秒3秒10秒

試験条件：被着面：牛歯＃600研磨面、被着面積：φ2.38 mm
照射器：ペンキュアー 2000標準モード
37℃水中24時間保管

クラレノリタケデンタル(株)測定（ 条件により数値は異なります ）支台築造材料を使用した象牙質に対する引張接着強さ

図4（MPa）

2520151050クリアフィル® ボンドSE ONE
クリアフィル® ユニバーサルボンドQuickクリアフィル® DCコア オートミックス® ONE クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE

試験条件：被着面：牛歯＃1000研磨面、被着面積：φ3 mm
照射器：ペンキュアー 2000標準モード
37℃水中24時間保管

図5

クラレノリタケデンタル(株)測定（ 条件により数値は異なります ）レジンセメントを使用した人歯に対するせん断接着強さ（MPa）

30

エナメル質
象牙質

20
100

SAルーティング® プラスSAルーティング® プラス ＋
クリアフィル® ユニバーサルボンドQuick

試験条件：被着面：人歯＃1000研磨面、被着面積：φ3 mm
照射器：ペンキュアー 2000標準モード
37℃水中24時間保管※10 照射器と照射時間の関係
分類

クラレノリタケデンタル(株)測定（ 条件により数値は異なります ）光量については各照射器の添付文書をご確認ください。

光量

照射時間

高出力LED照射器

1500 mW/cm² 以上

LED照射器800 〜 1400 mW/cm² 以上

ハロゲン照射器

400 mW/cm² 以上

5秒
10 秒

「ペンキュアー 2000」の高出力モードの場合は3秒、標準モードは10秒（製造販売元：株式会社 モリタ製作所）

CR

Super Low

Low

High

コア

セット品（デンチン／ホワイト）セメント

ユニバーサル バリューキット

ポスト単品

※1 Secure：しっかりとした、頑丈な独 自の 接 着 技 術

SecureMAt r i x- R e s i n

Te c h n o l o g y

さらなる接着力・接着耐久性の向上と処理時間の短縮化（塗布後待ち時間なしで乾燥）、加えてセメント接着などの用途拡大を達成することを目的に、当社の接着技術を結集・統合し、新たに Secure※1 MAtrix-Resin Technology（SMART）を開発しました。

親水性
アミド系モノマー配合

リン酸エステル系モノマー「MDP ®」配合

高活性重合触媒技術

親水性アミド系モノマーは、HEMA以上の当社独自技術で合成・精製された「MDP ®」
は、「クリアフィル® メガボンド®２」と同じ光重合

高い親水性で歯によくなじみ、重合硬化性に歯質やジルコニア等に対して優れた接着性・触媒技術に加えて、独自の化学重合促進剤

優れ、重合硬化後も加水分解を受けにくい

1）, 2）耐久性を示すことが報告されています。

配合。短時間光照射(高出力LED照射器)、ボ特長があります。

ンドのみで支台築造・セメント接着の歯面処※2理が可能です。

塗布後の待ち時間なしで高接着

高い接着耐久性※2「クリアフィル ® DCコア オートミックス® ONE」や「SA ルーティング® プラス」／「SAセメント プラス オートミックス® 」と併用時

光照射時間 3秒
ユニバーサルユース※3※3 ペンキュアー 2000 高出力モードの場合

参考文献 1）Y. Yoshida, K Nagakane, R. Fukuda, Y. Nakayama, M. Okazaki, H. Shintani, S. Inoue, Y. Tagawa, K. Suzuki, J. De Munck, B. Van Meerbeek： J Dent Res, 83（6）： 454 - 458, 2004
2）吉原 久美子, 長岡 紀幸, 吉田 靖弘: 接着歯学, 32（3）： 159, 2014

被膜厚さ

約

フッ素

5 10 µm

徐放性※4〜+F※4 フッ化ナトリウム配合

操作可能時間※57min.

相分離なし

※6

※6 遮光下7分後※5 遮光下（25℃)

管理医療機器 歯科用象牙質接着材（歯科セラミックス用接着材料）（ 歯科金属用接着材料）（ 歯科用知覚過敏抑制材料）

関連製品
管理医療機器 歯科用象牙質接着材

クリアフィル®
DCアクティベーター

医療機器認証番号：228ABBZX00066000

単品● 容量（4mL）● ボンド（5.6mL）

セット

Wパック

● ボンド
（5.6mL） 1個● ボンド（5.6mL） 2個● 遮光板（C） 1個● 混和皿（C） 1個● アプリケーターブラシ（ファイン＜シルバー＞） 50本●出典のないデータはクラレノリタケデンタル株式会社測定です。条件などにより数値は異なります。●仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。
●ご使用に際しましては添付文書を必ずお読み下さい。

製造販売元

販
〒959 - 2653 新潟県胎内市倉敷町2 - 28

連絡先〒100 - 0004 東京都千代田区大手町1-1- 3（大手センタービル）
フリーダイヤル：0120 - 330 - 922

売元〒564 - 8650 大阪府吹田市垂水町3 - 33 -18〒110 - 8 513 東京都台東区上野2 -11-15
お 客 様 相 談 セ ンター：0800 - 222 - 8020
http://www.dental-plaza.com●「クリアフィル」、「 メガボンド」、「 MDP」、「 マジェスティ」、「 SA ルーティング」、「 アベンシア」及び「オートミックス」は株式会社クラレの登録商標です。
● ｢カタナ｣は株式会社ノリタケカンパニーリミテドの登録商標です。

TEL.（06）6380 - 2525
TEL.（03）3834 - 6161

T- 712 - 02 10／2016