SSLR
Surgical Spot Light Recorder
術者の頭が入らないハイクオリティの4K 映像を清潔術者だけで確実に記録

https:// www.skylux.co.jp

本社 / 関東支店 / OVERSEAS〒 101-0065
東京都千代田区西神田 2-3-16 6F
TEL ：03-5212-6021 / FAX ：03-5212-6022
International Group TEL ：+81-3-5212-6023

仙台支店〒 982-0014
宮城県仙台市太白区大野田 4-26-4
TEL ：022-304-3631 / FAX ：022-304-3633

北関東支店〒 330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-277-1
TEL ：048-658-0077 / FAX ：048-658-0078〒 486-0951
愛知県春日井市花長町 2-7-35
TEL ：0568-36-8920 / FAX ：0568-36-8921

大阪支店

広島支店

福岡支店

埼玉工場〒 564-0053
大阪府吹田市江の木町 27-15
TEL ：06-6192-7570 / FAX ：06-6192-7571〒 732-0811
広島県広島市南区段原 4 丁目 21-6
ベルヴュー段原 101
TEL ：082-510-2015 / FAX ：082-510-2016〒 816-0932
福岡県大野城市瓦田 5-3-29
TEL ：092-588-3322 / FAX ：092-588-3323

名古屋支店〒 340-0834
埼玉県八潮市大字大曽根 1526-1
TEL ：048-994-2621 / FAX ：048-994-2622

2024.06.1000

清潔術者がスポットライトを術野に合わせるだけで頭が入らない明瞭な映像を記録します

位置合わせハンドル、カメラ操作ボタンは清潔術者が操作可能
術者の頭より上に設置したことにより、不潔になりにくく、清潔術者による操作が可能です。

8cm

小型で薄いヘッド部
ヘッド下部は幅約8cmと薄く、術者と第一助手の頭の間に設置しても邪魔になりにくい大きさ、形状です。

配置イメージ※ベッド頭側からのアングル映し出される映像※イメージ

頭や、ブレの無いシャープな光が術野を常に照らします。外部のモニターを繋げることで、手術室内のスタッフに共有することができます。

スポットライトの光軸とビデオ映像軸が一致照らしたスポットライトの中心がカメラの撮影画角の中心となります。
スポットライトが映像位置調整ガイドになります。

スタンド式※ベッド側部からのアングル

01 Surgical Spot Light RecorderSurgical Spot Light Recorder02

Surgical Spot Light Recorderの特徴
SSLRの特徴

従来の直視下手術の撮影/照明の課題
術者の頭の上に設置されたカメラで撮影

別軸カメラアームの場合

カメラ内蔵無影灯の場合スポットライトの照らす位置と撮影範囲が同一！
術者の頭と同じ高さに配置しても邪魔になりにくい大きさ、形状常に術野中心を捉えて術者の頭が入らない照明と、高品質な直視下手術映像を、清潔術者だけで得ることができる！
術野頭

頭

術者のヘッドライトはぶれるため術中も録画画像でも目障り。
・カメラは術者の頭より上に設置されるため、術者の頭に妨げられることがほとんど。
・術者は術野カメラがどの様な映像が撮れているかということに気が回らない。
・外部撮影者がモニターを見ながら位置調整が必要。
・無影灯の光が届かず、ヘッドライトの併用が必要。

術野頭

真上からのアングルしか撮影できない。
・頭が入る。
・無影灯の光が届かないことがある。
・無影灯の照射野は広く、術野中心のガイドにはならない。
・カメラは術者の頭より上に設置されるため、術者の頭に妨げられることがほとんど。カメラ位置の微調整ができない。

頭

不潔になりにくい位置、形状に清潔ハンドルを設置したことにより、清潔術者が位置合わせ、操作できる確実にライティングされた驚異的な高品質画像

SSLRで課題解決
術者の頭と同じ高さに固定することで、頭の入らない映像と、ぶれない光野を実現。
スポットライトが映像範囲ガイドになるので、モニターでの画像確認が不要。

SSLRの見え方の仕組み

SSLRの効果
手術室内で映像共有
リアルタイムの学習効果、医療安全への貢献

SSLRは頭と術野が見えない第2・3助手や、医学生も覗き込まずに外部モニターで術野の観察が可能に。

同じ高さ

録画
レトロスペクティブな学習効果、医療安全への貢献
●
●
●
●

術野

03 Surgical Spot Light Recorder

照明の光軸

直視下手術の振り返り学習、ビデオカンファレンスを可能にする
学会発表、ビデオ論文発表
教室での学生教育
医 療安全検証（従来の直視下手術の術内トラブル場面は、後でビデオを見返してもほとんど重要な部分は映っておらず、検証できない。
）

カメラの映像軸

Surgical Spot Light Recorder04

Surgical Spot Light Recorderの特徴

手術映像がうまく撮れずに困っていませんか？

SSLRなら、常に術野中心を捉えた照明と、頭の清潔術者だけで得ることができます！
Point1

光野がぶれないスポットライト
そのライトとカメラの撮影範囲が同一！

Point

入らない高品質な直視下手術映像を

2

Point

術者の頭より下に配置可能な筐体で、邪魔の無いクリアな映像が撮影可能

3

スポットライトにより確実にライティングされた映像は、驚異的に高画質

Point

4

清潔術者が位置合わせできるので、カメラスタッフが不要に

従来カメラは頭の上から頭
頭

従来

従来

・中心に術野がない・頭が入る

術者のヘッドライトはぶれるため術中も録

無影灯は術者の頭により遮蔽され、術適切に照明が当たっていない画

清潔術者以外（外回り外科医、看護師）による画画像でも目障り。

野を適切に照明できないことが多い。

像は、暗く質が悪いことが多い。

カメラ位置調整が必要

また、カメラは別軸のため、別途動かす

また、術者の頭が撮影の妨げになること必要がある。

が多い。

SSLRは頭と同じ高さ

基本操作が灯部に集 約されているので、不 潔 者の操作不要

SSLR

SSLR

・中心に術野がある・頭が入らないアームで固定されるため、光野がぶれる

術者の頭と同じ高さに配置しても邪魔に確実にライティングされている高不潔になりにくい位置、形状に清潔ハンドルをことが無い。

なりにくい大きさ、形状で、適切なライ品質な画像設置したことにより、清潔術者だけで位置合わ

また撮影範囲も同軸のため、光野だけトと、頭の入らない映像撮影が可能。

せできる。

動かせば、術野の撮影ができている。

05 Surgical Spot Light RecorderSurgical Spot Light Recorder06

操作・機能ラインナップ

灯部概要 ※清潔部は青部分

灯部の操作

天井吊式
こんな時…
●

カメラ操作ハンドル
カメラローテーション
ハンドル

滅菌ハンドル

5インチビュアーモニタ
ライト焦点調整ハンドル

近くなる

灯部下面から400mm

床をスッキリさせたい。

様々な位置から撮影したい。

画面が回転します。
調節範囲

4Kカメラ

スポットライトカメラ
ローテーション
ハンドル

ライト
焦点調整離れる
ハンドル●800mm

灯部コントロール部

カメラ操作ボタン- AUTO FOCUS- WIDE- TELE
照明操作ボタン- 照明 ON/OFF- 調光 3段階

スタンド式
こんな時…
●

毎回使うわけではなく、使わないときは別の場所に置いておきたい。

●

複数の手術室で使いたい。

※カメラ操作ハンドルはディスポーザブルハ
ンドルカバーを被せて頂くことで 清 潔者が操作可能です。

壁面コントロール部
主電源

07

Surgical Spot Light Recorder

ライト・カメラコントロールユニット※天井吊式：別置き

スタンド式：カート内設置

Surgical Spot Light Recorder

08

図面

天井吊式仕様

CM

項目
製品形態

CM スタンド

天井吊式

スタンド式

使用目的
機器構成

スポット照明付き術野カメラ
ヘッド部（照明ユニット・カメラ・ビュアーモニタ）、カメラコントロールユニット、支持機構部、電源ユニット

ヘッド部（照明ユニット・カメラ・ビュアーモニタ）、カメラコントロールユニット、支持機構部、スタンド、電源ユニット

ヘッド寸法（ハンドル含む）

W 370

D339

H398 mm

ヘッド寸法（先端部）

W140

D80

H118 mm

ヘッド重量

約 4.9kg（ケーブル類除く）
約 80kg

全体重量

約 90kg400 〜800mm

使用距離（ WD* 1 ）【照明の仕様】

LED

使用光源

2個ユニット数
中心照度（ WD 700mm ）30000lx以上

光野径（ WD 700mm ）約Φ90mm3 段階（ MIN: 25％ MID: 50％ MAX: 100％）

調光可（ WD 400 〜WD 800mm ）照明フォーカス【カメラと、カメラ・ライトコントロールユニットの仕様】
撮像素子（有効画素数）

1/2.5 型 Exmor R CMOS センサー（約 851万画素）

出力画素数

3840 2160 画素

映像信号方式

2160p/29.97
光学20倍ズームレンズ

レンズ
デジタルズーム
カメラ機能

2倍（光学ズームとの組み合わせで最大40倍）
ZOOM TELE/WIDE,SPOT AE ON/OFF,CAM BL ON/OFF,AE MANUAL/AUTO,
SHUTTER,IRIS,BRIGHT,FOCUS MANUAL/AUTO,FOCUS NEAR/FAR
4K

映像出力

HDMI 2.0

映像端子

スタンド式

W 320

コントロールユニット寸法

D44H200 mm【ビュアーモニタの仕様】
パネル

液晶パネル

製品寸法

136 76 26 mm
5インチIPS パネル・16:9

画面サイズ・アスペクト比

1920 1080 画素

画素数【電気的定格】※オプション品含まず

AC100-240V 50/60Hz

入力定格電圧本体:75-95VA 、LCCU: 2-4VA

消費電力【その他の仕様】
使用環境

温度：5 〜35 ℃ 湿度：30 〜70％ 気圧：800 〜1060hPa【付属品】
ディスポーザブルハンドルカバー
滅菌ハンドル【オプション品】

15 インチモニタ（推奨モニタ）
HDMI 分配器（外部モニタ複数使用時）* 1: WD とは…灯体から作業面までの距離*: 使用の状況、条件により異なりますので、保証値ではありません。
*: 予告なしに意匠・仕様の一部を変更することがあります。あらかじめ、ご了承ください。

09

Surgical Spot Light RecorderSurgical Spot Light Recorder10