Signo Z

Thinking ahead. Focused on life.

2

Signo Z
シンプルを形にしたベッド型ユニット
患者さんのためにより良い歯科診療を提 供し、術者が効率よく診療できるユニットを開発すること。

Signo Z はこの想いを形にしたベッド型ユニットです。
機能を絞り込むことで、コストパフォーマンスとインフェクションコントロールに優れたユニットが誕 生しました。

34

Simple Design
シンプルかつ洗練されたデザイン

Signo Z は機能を絞り、シンプルな機構にすることで、術 者が 直 感 的に使 用することが 可能 な ユニットです。シンプルながら洗 練されたデザインは機 能を損なうことなく清掃 性にも優れています。日本国内で製 造することで、高い信 頼性と耐久性を保ちつつ高いコストパフォーマンスを実現します。

5

6

Simple and Safe
機能を絞ることでリスクを軽減

シンプルなシステムにこだわったことで、様々なリスクの軽 減を可能にしました。

交 差感 染のリスクを軽 減

故障のリスクを軽 減

スタッフの感 染リスクを軽 減

Signo Z に は、 うが い を 行 うため の ベ ース ン が ありま せ ん。 機 能を 最小 限に絞り、シンプルな構 造により故障リスクが 軽Signo Z はメンテナンスしやすい 設 計で、スタッフの 感 染リ

これにより患 者さん、術 者、アシスタントの間で 起こる交 差

スクも軽減します。

減され、メンテナンスに関わるコストの軽減にもなります。

感 染のリスクを軽減します。

7

Function

ヘッドレストフットコントローラー

トレー左利き対応（オプション）

オペレーティングライト

患者さんの頭部をしっかり支え、治療 の部位インスツルメント、ユニット、オペレーティン

人 間 工学に 基 いたトレーとチューブガイドは省 エ ネ な LED タイ プ で あ り、 30,000 ル クに合わせて 3 段 階 調 整 が 可能 なヘッドレスト

グライトの 操 作はトレーや肩口ではなく、す左 右に付け替えられるため、左利き術 者でもスの明るさで術野を照 射します。ハンドルはです。

べ てフットコントロ ーラーで 行うことで、手対応 が 可能です。着脱可能 なハンドピースホ

着 脱可能 でオートクレーブ 滅 菌にも対応してでスイッチに触れることがなく衛生的です。

ル ダー は オートクレーブ 滅 菌にも対応していいます。

ます。

8Accessories

標準 装備

ツインパワータービン p

マイクロモーター

スリーウェイシリンジ（ LED ライト付）

トルックス TR-S3

WS201 × 2

メインチューブまで（ライトなし）モーターまで

バキュームシリンジ

ルナビュー TS

オプション

マイクロモーター

小 物テーブル＆ペーパーホルダー

トルックス TR-S3-O（ LED ライト付）モーターまで

9Colors

Specifications

Reference Point

430

1120

700

340

65

カラーバリエーション

Turmeric (Z-OR)

Jade (Z-GR)

620 - 890

1860 - 2130

Clay (Z-BE)

1900

10装備

シグノ Z装備

名称：シグノ Z

ツインパワータービン p（LED ライト付）メインチューブまで●

ルナビューショット 2（ルナビュー TL のみ）△

型式：MUX

タービン可変速装置●

ルナビューショット用フットスイッチ△

消費電力：1.5kVA

クリーンエアーシステム△

口腔内カメラ△

タービン回路減圧弁付（1 回路用）△

液晶モニターアーム（ライトポール取付タイプ）△

マイクロモーター トルックス TR-S3 モーターまで●

タブレットスタンド△

一般的名称：歯科用ユニット

マイクロモーター トルックス TR-S3-O（LED ライト付）モーターまで△

除菌カートリッジ（水・エアー）△機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ）特定保守管理医療機器

スリーウェイシリンジ

WS201

●

小物テーブル＆ペーパーホルダー△

スリーウェイシリンジ

WS12N

△

シリコントレーシート△

VS-90SD（Φ 10）●

術者側テーブル△

バキュームセントラル式（バキュームタンク、EV 電磁弁なし）●

配管ピットダクトホース延長 550mm 以上

バキュームシリンジ

ウェットタイプ EV 電磁弁（セントラル仕様）
ウォーマータンク
別置式配管ピット△△△

ヘッドレスト（3 段式）●フットコントローラー 2 ペダル（拡張機能レバー付き）●

ルナビュー TS●

ルナビュー TL 2 段アーム△

ルナビュー TL 3 段アーム△

EL ミラー（ルナビュー TL のみ）△

オペレーティングライト用タッチレスセンサー△

ペンビュアーホルダー

左利き対応

△
△

カンターシートナイロンカバー△

ワンタッチ接手（給水）△オペレーティングスツール T2

電源電圧：AC100V 50/60Hz
シート昇降方式：電動

垂直昇降

シート座面高さ（床面より）：最低位 620 ｍｍ± 10mm 最高位 890mm ± 10mm
質量：約 180kg

販売名：シグノ Z
医療機器認証番号：302AKBZX00084000
法定耐用年数（償却年数）7 年

製造販売業者：株式会社モリタ東京製作所
所在地：埼玉県北足立郡伊奈町小室 7129 番地
販売名：ルナビュー TS 一般的名称：汎用歯科用照明器
機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ） 届出番号：11B2X00071000043
販売名：ルナビュー TL

一般的名称：汎用歯科用照明器

機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ） 届出番号：11B2X00071000044
販売名：ルナビューショット 2
一般的名称：歯科用口腔内カメラ

手術用顕微鏡

可搬型手術用顕微鏡

機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）特定保守管理医療機器●：標 準 装 備△：オプション

届出番号：11B2X00071000048
販売名：スリーウェイシリンジ

一般的名称：歯科用口腔洗浄器

機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ） 届出番号：11B2X00071000009
製造販売業者：株式会社モリタ製作所
所在地：京都府京都市伏見区東浜南町 680 番地
販売名：トルックス

一般的名称：歯科用電気回転駆動装置

機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ） 認証番号：229ACBZX00020000
販売名：スリーウェイシリンジ

一般的名称：歯科用シリンジ

機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ） 届出番号：26B1X00001000037

11

Diagnostic and Imaging Equipment
Treatment Units
Handpieces and Instruments
Endodontic Systems
Laser Equipment
Laboratory Devices
Educational and Training Systems
Auxiliaries

大阪本社

大阪府吹田市垂水町3-33-18

東京本社

東京都台東区上野2-11-15

お問合せ〒564-8650 T 06. 6380 2525
〒110-8513 T 03. 3834 6161

お客様相談センター T 0800. 222 8020（フリーコール）〈歯科医療従事者様専用〉

本社工場

埼玉県北足立郡伊奈町小室7129〒362-0806 T 048. 723 2621

Morita Global Site: www.morita.com
More Infos about Products: www.dental-plaza.com
ご使用に際しましては、製品の添付文書及び取扱説明書を必ずお読みください。
仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
このカタログに記載されている社名又は商品名は（株）
モリタ、（株）モリタ東京製作所の保有する商標又は登録商標です。
製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合がございます。
カタログ掲載写真は、一部オプションを含みます。

PUB.NO.M7262.1.2304.3,200ILN.JPC/JPC 20855099