CR 充填

セメンテーション

支台築造
象牙質
レジンコーティング

WEBからもご覧いただけます。

ご使用の前には、必ず製品の電子添文等に記載の使用方法・注意事項をお読みください。

目次
1

光重合型コンポジットレジンの充填・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ P3

2

CAD/CAMレジン冠の接着 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ P4

3

ジルコニアクラウンの接着・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ P5

4

インプラントアバットメントへの補綴装置の接着・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ P6

5

金属冠、
前装冠の接着 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ P7

6

レジンコアの接着 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ P8

7

直接法レジンコア【ファイバーポスト】・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ P9

8

直接法レジンコア【金属ポスト】・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ P10

9

口腔内リペア【歯質を含む場合】・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ P 1110口腔内リペア【歯質を含まない場合】・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ P12

知 覚 過 敏の処置

11

知覚過敏の処置 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ P13

歯面コーティング

12

象牙質レジンコーティング ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ P14

直接充填

セメンテーション

支台 築 造リペア○ 照射器の分類と光量の関係について、特に記載のない場合は以下の表を参照ください。
分類

光量

高出力LED照射器

1500mW/cm²以上

LED照射器800 〜1400mW/cm²

ハロゲン照射器

400mW/cm²以上

光量について使用する各照射器の電子添文等をご確認ください。
「クリアフィル」、「マジェスティ」、「SA ルーティング」及び「オートミックス」は株式会社クラレの登録商標です。

1

管理医療機器 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)(歯科用知覚過敏抑制材料)(歯科用シーリング・コーティング材)
医療機器認証番号：305ABBZX00012000

ADVANCED RAPID BONDTECHNOLOGY「塗布後の待ち時間なし」と「高接着」「強固なボンディング層」を両立する独自技術を採用。

単品

多用途
ユース

塗布後の

待ち時間
なし

つかいやすい液性状

W パック

2〜25 ℃

室温保管可能ボンド（ 5mL）
ボンド（ 5mL）× 2個製品の詳細についてはWEBからもご確認いただけます。

Universal
単品

詳しくはこちら3本パック

・レジン充填材(各2.7g/1.5ml)
・付属品 ニードルチップ(N)(5個)
ニードルチップキャップ(5個)LOW U

・レジン充填材(各2.7g/1.5ml)…3本・付属品 ニードルチップ(N)(5個)
ニードルチップキャップ(5個)

詳しくはこちら単品

デンチン／ホワイト

3本パック

Aペースト (8.9g/4.5mL) ／Bペースト (9.0g/4.5mL)…1本
・付属品
ミキシングチップ …20個、ガイドチップ（太）…10個
ガイドチップ（細）…10個

デンチン

Aペースト (8.9g/4.5mL) ／Bペースト (9.0g/4.5mL)…3本
・付属品
ミキシングチップ …20個、ガイドチップ（太）…10個
ガイドチップ（細）…10個

詳しくはこちら

オートミックス単品

ユニバーサル / ホワイト /トランスルーセント・ Aペースト / Bペースト (8.2g/4.6mL）…1本
・ 付属品
ミキシングチップ（合着用）… 20個

ハンドミックス
セット品 ユニバーサル

単品

バリューキット・Aペースト／ Bペースト(8.2g/4.6mL)…3本
・付属品
ミキシングチップ（合着用） …40個
ミキシングチップ（エンド用）…10個
ガイドチップ（エンド用極細）…10個

ユニバーサル / ホワイト /トランスルーセント・ Aペースト / Bペースト (9.2g/5mL）… 1本

単品

セット品 ユニバーサル

バリューキット・Aペースト／ Bペースト(9.2g/5mL)…3本・付属品
練和棒(PN)…1本
練和紙(目盛付)…1個

セット品

2

光重合型コンポジットレジンの充填

1

クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick 2

1 窩洞形成・防湿・歯髄保護・

4 光照射

充填準備

直接充填

感染象牙質の除去のためにう蝕検知液（カリエスディテクター）が有効です。

セ メン ト 接 着

ボンドへの照射器と照射時間の関係
分類①

高出力LED照射器
LED照射器2 ボンド塗布

ハロゲン照射器

支台築造

待ち時間なしで 3 へ

照射時間 「ペンキュアー 2000」の高出力モードの場合は3秒、標準モードは10秒

5秒
10秒（製造販売元：株式会社 モリタ製作所）

光量についてはP.1を参照ください。

5 光重合型CRの処理 ※2

リペ ア

3 乾燥
マイルドなエアーブローで5秒以上乾燥 ※1②

5秒以上乾燥

③

関連商品

知 覚 過 敏の 処 置●う蝕検知液①カリエスディテクター
（製造：クラレノリタケデンタル株式会社）●コンポジットレジン②クリアフィル マジェスティ ESフロー Universal③クリアフィル マジェスティ ES-2

※製品画像に付与された番号を参照ください。

歯 面 コ ー ティン グ

POINT※1 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。
※2 ご使用の光重合型CRの電子添文等をご参照ください。

3

本術式は「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick 2」電子添文等に記載の「光重合型の歯科充填用コンポジットレジンによる充填修復」を示します。

CAD/ CAMレジン冠の接着2通法にしたがい仮着材・仮封材除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿等を行ってください。

1 試適後、

サンドブラスト処理 ・
超音波洗浄・乾燥クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick 2

SA ルーティング®
Multi

4 ペースト塗布※1又はクラウンまたは窩洞内にペースト塗布ハンドミックスの場合
1 AペーストBペースト

等量採取・10秒練和

10秒

セ メン ト 接 着

水分混入をさけるため練和紙、
練和棒は冷蔵保管しない

操作時間
操作時間
（23℃）

2 ボンド塗布待ち時間なしで 3 へ

1分

ペーストを窩洞内に塗布30秒した場合の操作時間（37℃）

2 クラウンまたは窩洞内にペースト塗布

支台築造

操作時間
操作時間
（23℃）

直接充填

オートミックスの場合

2分

ペーストを窩洞内に塗布30秒した場合の操作時間
（37℃）

3 乾燥
5秒以上乾燥

リペ ア

マイルドなエアーブローで5秒以上乾燥 ※2

5 装着・余剰セメントの除去 ※3

1か所につき1〜2秒光照射知 覚 過 敏の 処 置

6 最終硬化※4（5分保持）※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の電子添文等にしたがってください。
サンドブラスト処理後に試適した場合には、リン酸エッチング材等を電子添文等にしたがって処理し（リン酸エッチング材は5秒間処理）、
水洗・乾燥を行います。
歯科セラミックス用接着材料を電子添文等に従い適用することも可能です。
※2 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。
※3 化学硬化により除去する際は2〜4分保持してください。
※4 光を透過する補綴装置の場合はクラウン全体への光照射(右表参照)による最終硬化も可能です。

歯 面 コ ー ティン グ

POINT

照射器と照射時間の関係
分類

照射時間

高出力LED照射器 （3秒又は5秒） 2回
LED照射器
ハロゲン照射器

10秒

光量についてはP.1を参照ください。

本術式は「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick 2」電子添文等に記載の「セメント接着における窩洞、及び支台歯の処理」、及び「SA ルーティング Multi」電子添文等に記載の「クラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着」を示します。

4

ジルコニアクラウンの接着3通法にしたがい仮着材・仮封材除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿等を行ってください。

1 試適後、

サンドブラスト処理 ・
超音波洗浄・乾燥クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick 2

SA ルーティング®
Multi

2 ペースト塗布※1

直接充填

オートミックスの場合

又はクラウンまたは窩洞内にペースト塗布ハンドミックスの場合
1 AペーストBペースト

等量採取・10秒練和

10秒

セ メン ト 接 着

水分混入をさけるため練和紙、
練和棒は冷蔵保管しない

操作時間より高い接着力を求める場合
1 「クリアフィル ユニバーサルボンド

操作時間
（23℃）

1分

ペーストを窩洞内に塗布40秒した場合の操作時間（37℃）

2 クラウンまたは窩洞内にペースト塗布

Quick 2」塗布

支台築造

待ち時間なしで 2 へ
操作時間
操作時間
（23℃）

2分

ペーストを窩洞内に塗布40秒した場合の操作時間（37℃）

「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick 2」を塗布した場合の操作時間は30秒

リペ ア

2 乾燥

マイルドなエアーブローで5秒以上乾燥 ※2

5秒以上乾燥

3 装着・余剰セメントの除去 ※3

知 覚 過 敏の 処 置

1か所につき2〜5秒光照射「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick 2」を塗布した場合は1ヶ所につき1〜2秒光照射

4 最終硬化（5分保持）※4

歯 面 コ ー ティン グ

POINT※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の電子添文等にしたがってください。サンドブラスト処理後に試適した場合には、リン酸エッチング材
等を電子添文等にしたがって処理し（リン酸エッチング材は5秒間処理）、水洗・乾燥を行います。
※2 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。
※3 化学硬化により除去する際は2〜4分保持してください。
※4 光を透過する補綴装置の場合はクラウン全体への光照射(照射器と照射時間の関係参照)による最終硬化も可能です。

5

照射器と照射時間の関係
分類

照射時間

高出力LED照射器 （3秒又は5秒） 2回
LED照射器
ハロゲン照射器

10秒

光量についてはP.1を参照ください。

本術式は「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick 2」
電子添文等に記載の「セメント接着における窩洞、及び支台歯の処理」
及び「SAルーティング Multi」
電子添文等に記載の「金属、ジルコニア／アルミナ等の金属酸化物系セラミックス、無機物フィラーを含むレジン系材料、シリカ系ガラスセラミックス、歯科用陶材で作製したクラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着」を示します。

インプラントアバットメントへの補綴装置の接着4

SA ルーティング®
Multi

通法にしたがい仮着材・仮封材除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿等を行ってください。

1 補綴装置の処理

3 補綴装置の装着
金属、ジルコニア／アルミナ等の金属酸化物系セラミックス
の場合

直接充填

無機物フィラーを含むレジン
系 材 料、
シリカ系ガラスセラ
ミックス、歯科用陶材の場合

or

サンドブラスト※1

4 余剰セメントの除去※2

セ メン ト 接 着

必要に応じてサンドブラスト※1

2 ペースト塗布又はクラウンにペースト塗布

ハンドミックスの場合
1 AペーストBペースト

等量採取・10秒練和

10秒

1か所につき2〜5秒光照射

支台築造

オートミックスの場合

5 最終硬化（5分保持）※3
リペ ア

水分混入をさけるため練和紙、
練和棒は冷蔵保管しない

操作時間
操作時間
（23℃）

1分

2 クラウンにペースト塗布

知 覚 過 敏の 処 置

操作時間
操作時間
（23℃）

※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の電子添文等にしたがってください。サンドブラスト処理後に試適した場合には、リン酸エッチング材
等を電子添文等にしたがって処理し（リン酸エッチング材は5秒間処理）、水洗・乾燥を行います。
※2 化学硬化により除去する際は2〜4分保持してください。
※3 光を透過する補綴装置の場合補綴装置全体及びマージン部への光照射（照射器と照射時間の関係参照）
による最終硬化も可能です。

歯 面 コ ー ティン グ

POINT

2分

照射器と照射時間の関係
分類

照射時間

高出力LED照射器 （3秒又は5秒） 2回
LED照射器
ハロゲン照射器

10秒

光量についてはP.1を参照ください。

本術式は「SA ルーティング Multi」電子添文等に記載の「インプラントアバットメント又はフレーム上への補綴装置の接着」を示します。

6

金属冠、前装冠の接着

5

SA ルーティング®
Multi

通法にしたがい仮着材・仮封材除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿等を行ってください。

1 試適後、サンドブラスト処理 ※1
超音波洗浄・乾燥4 装着・余剰セメントの除去 ※2

直接充填
セ メン ト 接 着

1か所につき2〜5秒光照射

2 AペーストBペースト

5 最終硬化（5分保持）等量採取・10秒練和
10秒

支台築造
水分混入をさけるため練和紙、
練和棒は冷蔵保管しない

リペ ア

3 クラウンまたは窩洞内にペースト塗布

知 覚 過 敏の 処 置

操作時間
操作時間
（23℃）

2分

歯 面 コ ー ティン グ

ペーストを窩洞内に塗布40秒した場合の操作時間
（37℃）

POINT

※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の電子添文等にしたがってください。
※2 化学硬化により除去する際は2〜4分保持してください。

照射器と照射時間の関係
分類

照射時間

高出力LED照射器 （3秒又は5秒） 2回
LED照射器
ハロゲン照射器

10秒

光量についてはP.1を参照ください。

7

本術式は「SA ルーティング Multi」電子添文等に記載の「クラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着」を示します。

レジンコアの接着6通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、築造窩洞の形成、コアの試適等を行ってください。

クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick 2

1 レジンコアの表面処理

SA ルーティング®
Multi

3 コアの装着 ※3、余剰セメント除去 ※4
直接充填

サンドブラスト処理 ※1
超音波洗浄・乾燥より高い接着力を求める場合
Quick 2」塗布

待ち時間なしで 2 へ

1か所につき2〜5秒光照射「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick 2」
を塗布した
場合は1ヶ所につき1〜2 秒光照射

セ メン ト 接 着

1 「クリアフィル ユニバーサルボンド

4 マージン部に光照射
支台築造

2 乾燥

マイルドなエアーブローで5秒以上乾燥 ※2

5秒以上乾燥

照射器と照射時間の関係
照射時間（3秒又は5秒） 2回

LED照射器

2 コアの被着面または築造

10秒

光量についてはP.1を参照ください。

5 支台歯形成10分保持し形成「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick 2」を塗布した
場合は30秒以内に 3 へPOINT

歯 面 コ ー ティン グ

築造窩洞内へ注入した
場合は40秒以内に 3 へ

知 覚 過 敏の 処 置

窩洞内へペーストを注入

ハロゲン照射器

リペ ア

分類
高出力LED照射器※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の電子添文等にしたがってください。
※2 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。
根管内に残った余剰のボンドはペーパーポイント
等で除去し、
その後再度エアーブローで乾燥してください。
※3 気泡の混入にご注意ください。
※4 化学硬化により除去する際は2〜4分保持してください。

本術式は「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick 2」電子添文等に記載の「デュアルキュア型又はセルフキュア型の歯科用支台築造材料、歯科用セメントによるポストの植立及び／又は支台築造」及び「SA ルーティング Multi」電子添文等に記載の「コア、ポストの接着」を示します。

8

直接法レジンコア【ファイバーポスト】

7

クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick 2通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、築造
窩洞を形成し、ポストの試適、切断等を行ってください。

1 ポストの表面処理

クリアフィル DCコア
オートミックス ONE

5 ペーストの填入 ※2

直接充填

1 リン酸処理

水洗・乾燥

5秒間処理

例えば

①

②

2 シラン処理（「クリアフィル®

セラミック プライマー プラス」）
塗布・エアーブローで乾燥

セ メン ト 接 着

待ち時間なしでエアーブロー③

6 ポスト植立・光照射関連商品● 歯科用エッチング材① K エッチャント シリンジ
② クリアフィル AD ファイバーポスト Ⅱ● 歯科セラミックス用 ③ クリアフィル セラミック プライマー プラス
接着材料● 歯科根管用ポスト

支台築造

2 ボンド塗布※製品画像に付与された番号を参照ください。

待ち時間なしで 3 へ「ペーストへの照射時間と硬化深度の関係（歯科重合用光照射）」参照

7 ペーストの築盛・光照射 ※3,4・支台歯形成リペ ア

3 マイルドなエアーブローで5秒以上乾燥※1
5秒以上乾燥

知 覚 過 敏の 処 置

ペーストへの照射時間と硬化深度の関係（歯科重合用光照射）
照射器

4 光照射

歯 面 コ ー ティン グ

ボンドへの照射器と照射時間の関係
分類
高出力LED照射器
LED照射器
ハロゲン照射器

9

照射時間 「ペンキュアー 2000」
の
5秒
10秒

高出力モードの場合は3秒、標準モードは10秒

POINT

光源

光量

照射時間 硬化深度

LED照射器 青色LED 300mW/cm²
以上

10秒
20秒

2.0mm

ハロゲン
照射器

10秒

1.5mm

20秒

2.0mm

ハロゲン 300mW/cm²
ランプ
以上

1.5mm

※1 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。根管内に残った余剰のボンドはペーパーポイント等で除去し、その後再度エアーブローで乾燥してください。
※2 ポストの植立は1分以内に行ってください。

（製造販売元：株式会社 モリタ製作所）※3 舌側と唇側の2方向より所定時間光照射してください。

光量についてはP.1を参照ください。

※4 光硬化深度以上に築盛する場合は光照射後6分以上静置してください。

本術式は「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick 2」電子添文等に記載の「デュアルキュア型又はセルフキュア型の歯科用支台築造材料、歯科用セメントによるポストの植立及び／又は支台築造」及び「クリアフィル DCコア オートミックス ONE」電子添文等に記載の「直接法による支台築造」を示します。

直接法レジンコア【金属ポスト】

8

通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、築造
窩洞を形成し、ポストの試適、切断等を行ってください。

クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick 2

1 ポストの表面処理

クリアフィル DCコア
オートミックス ONE

5 ペーストの填入※3
直接充填

サンドブラスト※1
ボンド塗布・エアー
ブローで乾燥

ボンド塗布・乾燥待ち時間なしで 3 へ

マイルドなエアーブローで5秒以上乾燥 ※2
5秒以上乾燥

6 ポスト植立・光照射「ペーストへの照射時間と硬化深度の関係（歯科重合用光照射）
」
参照

支台築造

3 乾燥

セ メン ト 接 着

2 ボンド塗布

7 ペーストの築盛・光照射 ※4,5・支台歯形成リペ ア

ペーストへの照射時間と硬化深度の関係（歯科重合用光照射）

ボンドへの照射器と照射時間の関係
分類

照射時間

高出力LED照射器

5秒

LED照射器

10秒

光源

光量

照射時間 硬化深度

LED照射器 青色LED 300mW/cm²
以上

10秒

1.5mm

20秒

2.0mm

ハロゲン
照射器

10秒

1.5mm

20秒

2.0mm

ハロゲン 300mW/cm²
ランプ
以上

光量についてはP.1を参照ください。

「ベンキュアー 2000」の高出力モードの場合は3秒、標準モードは10秒（製造販売元：株式会社 モリタ製作所）

POINT

歯 面 コ ー ティン グ

ハロゲン照射器

照射器

知 覚 過 敏の 処 置

4 光照射※1 使用する材料の電子添文等をご参照ください。
※2 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。
根管内に残った余剰のボンドはペーパーポイント
等で除去し、
その後再度エアーブローで乾燥してください。
※3 ポストの植立は1分以内に行ってください。
※4 舌側と唇側の2方向より所定時間光照射してください。
※5 光硬化深度以上に築盛する場合は光照射後6分以上静置してください。

本術式は「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick 2」電子添文等に記載の「歯科用ポストの表面処理」「デュアルキュア型又はセルフキュア型の歯科用支台築造材料、歯科用セメントによるポストの植立及び／又は支台築造」及び「クリアフィル DCコア オートミックス ONE」電子添文等に記載の「直接法による支台築造」を示します。

10口腔内リペア【歯質を含む場合】

9（例えば、金属・陶材・コンポジットレジン）
クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick 2

クリアフィル ポーセレンボンド
アクティベーター

1 被着面の粗造化、水洗、乾燥

5 光照射

直接充填
セ メン ト 接 着

2 リン酸処理、5秒後水洗、乾燥

ボンドへの照射器と照射時間の関係
分類
高出力LED照射器

5秒間処理

LED照射器
ハロゲン照射器

照射時間 「ペンキュアー 2000」の高出力モードの場合は3秒、標準モードは10秒

5秒（製造販売元：株式会社 モリタ製作所）

10秒

光量についてはP.1を参照ください。

支台築造

例えば
①

3 ボンドと「クリアフィル ポーセレンボンド

研磨 ※4
6 光重合型CRの充填、光照射、メタル部のマスキングには「クリアフィル
ST オペーカー」をご使用ください。

アクティベーター」の混和液 ※1,2 塗布待ち時間なしで 4 へ

リペ ア
②

③

④

知 覚 過 敏の 処 置

関連商品● 歯科用エッチング材

4 乾燥
マイルドなエアーブローで5秒以上乾燥 ※3
5秒以上乾燥

① K エッチャント シリンジ

●コンポジットレジン②クリアフィル ST オペーカー③クリアフィル マジェスティ ESフロー Universal④クリアフィル マジェスティ ES-2

歯 面 コ ー ティン グ※製品画像に付与された番号を参照ください。

POINT※1 粗造化が困難な貴金属面に対しては、「アロイ プライマー」
を電子添文等にしたがい塗布、乾燥した後にボンドと「クリアフィル ポーセレンボンド アクティベーター」の混和液を塗布してください。
※2 1滴ずつ等量混和してください。
※3 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。
※4 ご使用の色調遮蔽材料、光重合型CRの電子添文等をご参照ください。

11

本術式は「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick 2」電子添文等に記載の「光重合型の歯科充塡用コンポジットレジンによる前装冠等の歯冠修復物の補修」を示します。

口腔内リペア【歯質を含まない場合】

10（例えば、金属・陶材・コンポジットレジン）
クリアフィル
セラミック プライマー プラス

クリアフィルST オペーカー

1 防湿、被着面の粗造化、

3 「クリアフィル セラミック

2 被着面のリン酸処理、

4 金属面に「クリアフィル ST

水洗、乾燥

プライマー プラス」の塗布
直接充填
セ メン ト 接 着

5秒後水洗い、乾燥

5秒間処理

支台築造

オペーカー」を塗布（0.5 mm以下）
・光照射（下記表参照）
その後、光重合型CRの処理 ※

例えば
①

リペ ア

②

③

「クリアフィル ST オペーカー」の照射時間

従来型ハロゲン照射器

150 〜 550mW/cm²

40秒

60秒

高出力ハロゲン照射器

550mW/cm²以上

10秒

20秒

プラズマアーク照射器

2000mW/cm²以上（400 〜 515 nm）
且つ
450mW/cm²以上 （400 〜 435 nm）

5秒

5秒

LED照射器120mW/cm²以上

40秒

80秒

〜0.4

0.4〜0.5

使用製品● 歯科用エッチング材① K エッチャント シリンジ

●コンポジットレジン②クリアフィル マジェスティ ESフロー Universal③クリアフィル マジェスティ ES-2

歯 面 コ ー ティン グ

光量

知 覚 過 敏の 処 置

材料の厚さ (mm)

歯科用可視光線照射器※製品画像に付与された番号を参照ください。

POINT※ 使用する材料の電子添文等をご参照ください。

本術式は「クリアフィル ST オペーカー」
電子添文等に記載の「前装冠の補修(破折した前装冠の補修時における金属色の遮蔽)(歯肉の退縮した前装冠補修時の歯根色と金属色の遮蔽)」及び「クリアフィル セラミック プライマー プラス」
電子添文等に記載の「光重合型の歯科充填用コンポジットレジンによる歯冠修復物（前装冠等）の補修」
を示します。

12

知覚過敏の処置

11

クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick 2

1 患部の診察・歯面清掃・防湿
患部全体にボンド塗布

4 未重合層の除去

直接充填待ち時間なしで 2 へ

セ メン ト 接 着

2 乾燥（弱〜中圧）
支台築造

マイルドなエアーブローで液面が動かなくなるまで乾燥 ※
乾燥

リペ ア

3 光照射
知 覚 過 敏の 処 置
歯 面 コ ー ティン グ

ボンドへの照射器と照射時間の関係
分類
高出力LED照射器
LED照射器
ハロゲン照射器

照射時間 「ペンキュアー 2000」の高出力モードの場合は3秒、標準モードは10秒

5秒
10秒（製造販売元：株式会社 モリタ製作所）

光量についてはP.1を参照ください。

POINT
13

※ バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。

本術式は「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick 2」電子添文等に記載の「知覚過敏の処置」を示します。

象牙質レジンコーティング

12

クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick 2

1 支台歯形成、防湿、歯髄保護
支台歯全体にボンド塗布

3 光照射
直接充填

待ち時間なしで 2 へ

分類

2 乾燥（弱〜中圧）
5秒以上乾燥

LED照射器
ハロゲン照射器

高出力モードの場合は3秒、標準モードは10秒

5秒
10秒（製造販売元：株式会社 モリタ製作所）

光量についてはP.1を参照ください。

4 未重合層の除去・完了 ※2

支台築造

マイルドなエアーブローで5秒以上乾燥 ※1

高出力LED照射器

照射時間 「ペンキュアー 2000」のセ メン ト 接 着

ボンドへの照射器と照射時間の関係

リペ ア
知 覚 過 敏の 処 置
歯 面 コ ー ティン グ

POINT※1 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。
※2 レジン系の仮着材、仮封材を用いる場合は、
コーティング面に接着する恐れがあるため、必ず歯科用分離材をご使用ください。歯科用分離材の使用方法は、当該品の電子添文等にしたがってください。

本術式は「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick 2」電子添文等に記載の「間接修復法の前処理としての窩洞又は支台歯のシーリング・コーティング」を示します。

14

● クリアフィル ユニバーサルボンド Quick 2
管理医療機器 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)(歯科用知覚過敏抑制材料)(歯科用シーリング・コーティング材) 医療機器認証番号：305ABBZX00012000● クリアフィル マジェスティ ES フロー Universal
管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 医療機器認証番号：224ABBZX00170000● クリアフィル DCコア オートミックス ONE
管理医療機器 歯科用支台築造材料 医療機器認証番号：223ABBZX00086000● SA ルーティング Multi
管理医療機器 歯科接着用レジンセメント 医療機器認証番号：230ABBZX00096000● クリアフィル マジェスティ ES-2
管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 医療機器認証番号：224ABBZX00119000● クリアフィル AD ファイバーポスト Ⅱ
管理医療機器 歯科根管用ポスト成形品 医療機器認証番号：301ABBZX00019000● クリアフィル セラミック プライマー プラス
管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料(歯科金属用接着材料) 医療機器認証番号：226ABBZX00105000● K エッチャント シリンジ
管理医療機器 歯科用エッチング材 医療機器認証番号：226ABBZX00089000● クリアフィル ポーセレンボンド アクティベーター
管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料(歯科金属用接着材料)(歯科用象牙質接着材)(歯面処理材) 医療機器承認番号:16300BZZ00085000● アロイ プライマー
管理医療機器 歯科金属用接着材料 医療機器認証番号:20900BZZ00723000● クリアフィル ST オペーカー
管理医療機器 歯科用色調遮蔽材料 医療機器承認番号：16200BZZ00980000●ご使用に際しましては、製品の電子添文等を必ずお読みください。 ●仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

製品・各種技術に関するお問い合わせ
クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

クラレノリタケデンタル公式アプリ

ホームページ

平日 10：00〜17：00
連絡先〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4
フリーダイヤル：0120-330-922
製造販売元〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

販売元

常盤橋タワー〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL.（06）6380-2525〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15
TEL.（03）3834-6161
お客様相談センター：0800-222-8020〈医療従事者様向窓口〉
https://www.dental-plaza.com

推奨 OS バージョン iOS14.0 以上 / Android9.0 以上
T844- 0106/2024