メモリハイロガー 8430
MEMORY HiLOGGER 8430

データロガー

記録速度10 倍※に大幅アップ！ 手のひらに載る小型軽量！

※記録速度 10 倍は 8420-50 シリーズ比

絶縁・10 チャネルパーソナルロガー■

10ch アナログ絶縁、電圧、熱電対入力 +4ch パルス入力装備
活電部の温度測定や、チャネル間の影響を受けにくい絶縁入力■

全 ch, 10ms スキャン方式高速サンプリング

負荷急変に対応した測定の要求に、従来の100msサンプリングでは追いきれない波形にも追従できます■■

CFカードへダイレクト収録可能

長期間の電子データ記録 , PC 接続でデータを転送 , USB 通信端子

ワイド& 高輝度液晶採用で抜群の見やすさ
美しいワイドQVGA-TFT 液晶画面で波形を観測

2フットワークの軽い、クラス最小・軽量ボディ
いつでも、どこでも、誰でも 使える簡単操作

お勧め - 持ち運びに便利な、超小型ロガー ポイント - 明るい、見やすい、ワイド液晶搭載 ■ クラス最小の外形寸法■ クラス最高の見やすさ

ハンディサイズで持ち運び楽々。その上とても軽量です。

見やすい高精細大画面。ワイドQVGA-TFT 液晶を採用。

出張カバンのわずかなスペースに放り込んで、お出かけく

トレンドグラフ、数値データの見やすさが違います。時間

ださい。寸法質量は 176W × 101H × 41D mm, 550 g。

軸方向最大 20 マス表示により、広い範囲で波形や設定を確認可能です。

全チャネル設定画面
全てのチャネルの設定と確認ができます。

個別チャネル設定画面
モニタを見ながらレンジや表示位置の設定ができます。

観測画面
トレンドグラフや数値表示、縦軸ゲージなど様々なパターンで表示可能です。

3- 各種トランスデューサ出力（直流電圧）や熱電対温度測定 10ch 実装 - コンパクトながら、パルス入力を 4ch 実装 -機能
スペック - コンパクトながら、警報出力を 1ch 実装 -- CF カードへリアルタイム保存、長期間記録に対応 端子 2：トリガ出力

パルス入力（積算 / 回転数変動測定）

・トリガがかかったときに信号を出力できます。
・本器を複数台使用して、並列トリガ同期運
転をすることができます・4ch まで入力可能
・パルス入力は本体と GND 共通
・電力量積算、流量積算に

端子 3：外部トリガ入力

積算

電圧 / 温度測定（熱電対接続）
・10chまで入力可能
・全 ch 絶縁、M3 ネジ端子
・電圧 / 温度はチャネル毎設定可能※専用入力コードを使用（接続ケーブル 9641）※熱電対 K, J, E, T, N, R, S, B

0 ～ 1000M (count)

回転数 0 ～ 5000/n (r/s)

・トリガソースとして外部から信号を入力
してトリガをかけることができます。
・本器を複数台使用して、並列トリガ同期運転をすることができます。

電圧± 100 mV ～± 60 V

電圧

1～5V

熱電対 K, J, E, T, N, R, S, B
-200 ℃～ 2000 ℃

端子 4：警報出力
・警報条件が満たされたときに信号を出力
・信号出力は本体と GND 共通
・本体で同時にブザーも鳴らせます

計装信号 4-20mAを記録するには、
入力端子（＋, －間）に、市販の250Ω

※オープンコレクタ出力 ( 電圧出力付アクティブ LOW)

抵抗を取付けることで、1-5V信号に変換します。入力レンジは1-5Vレンジ、もしくは

端子 1：GND

10V f.s.レンジを使用します。

CF カード（リアルタイム保存）

測定データはCFカードへ、測定ごとにリアルタイムで保存ができます。2Bまでの大容量 CFカードに長期の連続記録が可能です。付属ソフトウェアLogger
・HIOKI 純正 2GBカードまで対応※一般市販の他社製カードは使えません。

Utilityでパソコン画面でデータを見る事ができます。

CFカードへの記録時間
全チャネル記録時 ( アナログ 10ch + パルス 4ch + アラーム 1ch)

10ms

内部メモリ
(7MB)
32m

20ms

1h 04m

記録間隔

128MB

256MB

512MB

1GB

2GB

9h 48m19h 37m

1d 15h 14m

3d 06h 29m

6d 12h 58m

19h 37m

1d 15h 14m

3d 06h 29m

6d 12h 58m

13d 01h 57m

50ms

2h 40m2d 01h 03m

4d 02h 6m

8d 04h 13m

16d 08h 26m

32d 16h 53m

100ms

5h 21m4d 02h 06m

8d 04h 13m

16d 08h 26m

32d 16h 53m

65d 09h 47m

200ms

10h 43m

8d 04h 13m

16d 08h 26m

32d 16h 53m

65d 09h 47m

130d 19h 35m

500ms

1d 02h 49m

20d 10h 33m

40d 21h 07m

81d 18h 14m

163d 12h 29m

327d 00h 59m

327d 00h 59m

1s

2d 05h 39m

40d 21h 07m

81d 18h 14m

163d 12h 29m

2s

4d 11h 18m

81d 18h 14m

163d 12h 29m

327d 00h 59m

204d 09h 37m

-略-

-略-

-略-

5s

11d 04h 16m

-略-

-略-

-略-

-略-

10s

22d 08h 33m

-略-

-略-

-略-

-略-

-略-

20s

44d 17h 06m

-略-

-略-

-略-

-略-

-略-

30s

67d 01h 39m

-略-

-略-

-略-

-略-

-略-

1min

134d 03h 18m

-略-

-略-

-略-

-略-

-略-

2min

268d 06h 36m

-略-

-略-

-略-

-略-

-略-

-略-

-略-

-略-

-略-

-略-

5min 〜 1hour-略-※ 記録するチャネル数が少ないほど、最大記録時間が増えます。
※ CF の実際の容量は CF に表記された容量より少ないことと、波形ファイル内のヘッダの部分が計算に入っていないので、上記の記録時間の９割程度を目安にしてください。
※ 365 日より多い日数については省略しています。

4

電子化された自動車等 急変する負荷に対応
絶縁、高速サンプリング ロガー

お勧め - 全チャネル測定しても10msec の高速サンプリングが可能 ポイント - 実績のある、ノイズに強い測定回路 ■ 全チャネルで 10msec サンプリング
最近のハイブリッドシステム車など、電子化された自動車の開発においては、負荷の急変に対応した測定が要求されるため、多チャネルを 10msec でサンプリングする能力を要求されます。従来の 100msec サンプリングでは追いきれない波形にも追従できます。

負荷が急変する波形を、10msec（上段）と 100msec（下段）でサンプリングした比較例（付属 Logger Utility ソフト使用）

5Hz のパルス波形を、10msec（上段）と 100msec（下段）でサンプリングした比較例（付属 Logger Utility ソフト使用）

5■ 耐ノイズ性の向上
測定部にΔΣ（デルタ・シグマ）型のＡ / Ｄコンバータを採用しました。このデバイス特有のオーバーサンプリング
によるディジタルフィルタ機能により、従来困難だったインバータ機器のスイッチングノイズや 50/60Hz のハムノイ
ズによる影響を減少させることができます。
※ノイズ除去の効果は記録間隔が 2 秒より遅いと最大の効果が得られます。

■ アナログ入力 10ch 絶縁電位の異なる測定物の温度、電圧測定などでも心配無用。アナログ入力 10ch は全チャネル絶縁されています。
熱電対と電圧入力などを同時に測定しても、干渉や感電

入力 ch 間 : 最大定格 DC 60 Vの危険がありません。パルス入力 4ch は回転パルスを積算したり、回転速度を測定できます。
※パルス入力は GND 共通です。

GND

入力 ch- 対地間 : 最大定格 DC 60 V

お勧め - PC 計測に対応する、多チャネル対応ソフトウェア Logger Utility ポイント - 標準付属 USB で接続、設定は楽々
ロガーの設定がソフトウェアでパソコンからできます。PCウィンドウ
内に、設定項目を順番に並べてガイドしますので、とても簡単です。
※8430 の CFカード内のデータを、USB 経由でパソコンにコピー可（本体 Ver 1.10 以降）
能になりました。

1

2

3

4

5

6

7

8

6

- PC 計測に対応する、多チャネル対応ソフトウェア Logger Utility - 測定中でも、過去のデータを見る事ができます - PC ウィンドウからプリンター出力が可能です -PC 画面で測定開始

USB ケーブルPCから付属ソフトウェアLogger Utilityを使って、リアルタイムにデータ

USB ハブをパソコンに記録します。ウィンドウ内でトレンドグラフを観測し、記録中でも過去の波形に逆スクロールして観測する事が可能です。

USB ケーブル

8430を最大 5台まで接続できます。アナログchは 50ch、パルス入力は20chまで一つのウィンドウ内で同時にグラフが観測できます。

最大 5 台まで接続可能

USB ケーブル

測定後の解析

全記録範囲：1秒/マス

新開発の「ダブルノブ機能」により、解析がとても簡単です。独立した波形
表示窓を二つ用意。それぞれの窓で時間軸を変えて表示できるので、長期間のデータ解析が他社に比べてやりやすくなっています。※特許出願中
位置 A
50ms/マスに拡大

L og ge r U tilit y（ 付 属 ア プ リ ケ ー シ ョン ソ フト ）動

作

環

形態：CD-R× 1, CPU：Pentium3 (500MHz) 以上 , メモリ：512MB以
上 , インタフェース：USB, (8430 以外との通信では LANも可能 ),境 OS：Windows 2000 (SP4以上)/ XP (SP2 以上)/ Vista (32bit/64bit),(Ver 1.50以降) Windows 7 (32bit/64bit)対応測定器：メモリハイロガー LR8400s, 8423, 8430

位置 Aを示す

USB で接続された複数台のロガーの測定を制御し、逐次、波形データの受信/ 表示 /保存をおこなう ( 総記録サンプル数 10Mサン

位置 B
100ms/マスに拡大

位置 Bを示す

プルまで )

制御可能台数：5台
リ ア ル タ イ ム 表示：波形 ( 時間軸分割表示可能 ), 数値 (ロギング ), 警報を同時表
デ ー タ 収 集 示可能 , 数値モニタ表示を別ウィンドウにて可能 , 測定中の波形
スクロール可能
データ保存先：EXCELへのリアルタイムデータ転送 , 専用形式によるリアルタイムデータ収集ファイル (LUW形式 )イベントマーク：測定中に記録可能
設定：ロガー本体のデータ収集設定が可能 , 保存：複数台のロガー

デ ー タ 収 集 設 定 の設定をまとめて１つのファイルに保存可能 (LUS 形式 )全記録範囲を示す

数値

演

本体設定の送受信：可能

波

形

表

対応ファイル：リアルタイムデータ収集ファイル (LUW形式 ) , 本体
測定ファイル (MEM 形式 )
表示形式：波形 ( 時間軸分割表示可能 ) , 数値 (ロギング ) を同時表
示可能
示 最大チャネル数：50 チャネル ( 測定データ, 8430 使用時 ) ＋ 60 チャ
ネル ( 波形演算 )
その他：各チャネルの波形を任意のシートに表示 , スクロール, イ
ベントマーク記録 , カーソル, ハードコピー , 数値表示がそれぞれ可能

対象データ：リアルタイムデータ収集ファイル (LUW形式 ), 本体測定ファイル (MEM 形式 ), 波形演算データ, 変換区間：全データ,
デ ー タ 変 換 指定区間
変換形式：CSV形式 (カンマ/スペース/タブ区切り), EXCEL のシー
トに転送 , データ間引き：任意の間引き数による単純間引き

対象データ：リアルタイムデータ収集ファイル (LUW 形式 ), 本
体測定ファイル (MEM 形式 ) , リアルタイムデータ収集中のデータ , 波形演算データ
算
演算項目：平均値 , ピーク値 , 最大値 , 最大値までの時間 , 最小
値 , 最小値までの時間 , ON 時間 , OFF 時間 , ON 回数 , OFF 回
数 , 標準偏差 , 積分 , 面積値 , 積算値
対象データ：リアルタイムデータ収集ファイル (LUW 形式 ), 本
体測定ファイル (MEM 形式 ), 波形演算データ ,検索モード：イベントマーク , 日時 , 最大位置 , 最小位置 , 極大
位置 , 極小位置 , 警報位置 , レベル , ウィンドウ , 変化量

検

索

印

対応プリンタ：使用 OS に対応しているプリンタ
対象データ：リアルタイムデータ収集ファイル (LUW 形式 ), 本
体測定ファイル (MEM 形式 ), 波形演算データ
刷 印刷形式：波形イメージ , レポート印刷 , リスト印刷 ( チャネル
設定 , イベント , カーソル値 ), 印刷範囲：全範囲 , A-B カーソル
間指定可能
印刷プレビュー：可能

波

形

演

算

演算項目：四則演算 , 演算チャネル数：60 チャネル
※ Ver1.20 以降 [ 波形演算 ] 機能追加

7

- 製品仕様 基 本 仕 様 （製品保証期間１年間）

測定設定

アナログ入力 : 10ch 絶縁 (M3 ネジ締め式端子台) ※ アナログのch 間と本体間は絶縁入 力 形 式 / 入力抵抗 : 1 MΩ ( 電圧測定時, 熱電対測定の断線検出 OFF 時 ),チ ャ ネ ル 数 800 kΩ ( 熱電対測定の断線検出 ON 時 )パルス入力 : 4ch ( 接続ケーブル 9641専用コネクタ× 1)※ パルス入力の ch は全て本体とGND 共通

最大入力 : DC 60 V
アナログ入力条件( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧 ),絶縁対地間最大定格 : AC 30 Vrms, DC 60 V
( 入力 ch- 筐体間 , 各入力 ch 間に加えても壊れない上限電圧 )最大入力 : DC -5 V 〜 10 V ( 入力端子間に加えても壊れない
上限電圧 ), 非絶縁 : ( 入力 ch- 筐体間 , 各入力 ch 間 GND 共通 )パ ル ス 入 力 条 件 信号 : 無電圧 a 接点 , オープンコレクタ , もしくは電圧
入力 (Hign: 2.5 V 以上 , Low: 0.9 V 以下 ), 周期 200 µs 以上 (H

記

録

間

グ ラ フ 横 軸 100ms/ マス〜 1day/ マス , 21 設定※ 記録間隔とは別設定

繰 り 返 し 記 録 ON ( 記録時間分の測定を繰り返す ), OFF記

録時

電圧範囲 : HIGH レベル : 4.0 〜 5.0 V, LOW レベル : 0 〜 0.5 V, 最大
シンク電流 : DC 5 mA, 最大印加電圧 : DC 30 V)

メ モ リ 容 量

内部 3.5M ワード (7MB, 1 データ =2 バイト, パルスのみ 4 バイト )外部メモリ 2GB まで (HIOKI 純正 CF カードのみ )波形をバイナリまたはCSV形式で CFカードにリアルタイム保存 (CSV保存は 50msecサンプリング以降 , Ver 1.10 以降で可能 )リアルタイム保存 時間ごとに別ファイルへの保存可能 , 削除保存機能有, 保存
したデータは位置を指定して一度に 3.5Mワード (7MB 分 ) を本体に読み込み可能 (1チャネル時, 複数チャネル時はデータ数減少)
時計 , 設定条件用 : 5 年以上 ,バックアップ機能 測定データ : 満充電バッテリパック 9780 を装着して 100 時（25°C 参考値）

間 , または AC アダプタ装着でバックアップ
外部トリガ入力 / イベントマーク入力 ( 排他機能 ), トリガ
外部制御端子出力 , 警報出力
表示
体 4.3 型 WQVGA-TFT カラー液晶（480 × 272 ドット）

Model 8430 : 日本語 , 英語 ( パネル表記は日本語 )表 示 言 語 設 定 Model 8430-20 : 英語 , 日本語 ( パネル表記は英語 )Model 8430-21 : 中国語 , 英語 , 日本語 ( パネル表記は中国語 )USB2.0 準拠 シリーズミニBレセプタクル × 1
外部インタフェース 機能 : PC からの制御 (Ver 1.00 以降 ), CFカード内の測定
データをPC へ転送 (Ver 1.10 以降 ) ※ WindowsXP, Vista, 7
使用温湿度範囲 : 0 °C 〜 40 °C ( 充電可能温度範囲は 5 〜
環 境 条 件 30 °C), 80 %rh 以下（結露しないこと）
保存温湿度範囲 : -10 °C 〜 50 °C, 80 %rh 以下
適合規(1) ACアダプタ9786 使用 , AC100 〜240V, 50/60Hz(ACアダプタと併用時は ACアダプタ優先 )コードはご相談ください）

10 VA (12V 系バッテリ使用 , 9780 を充電中の場合 )最大定格電力30 VA (AC アダプタ使用 , 9780 を充電中の場合 )(9780 使用時 ), 充電時間 : 約 200 分 ( 本体周連 続 使 用 時 間 約 2.5 時間
囲温度が 5 〜 30 °C でのみ充電開始 )外 形 寸 法・ 質 量 約 176W × 101H × 41Dmm, 550g ( 本体のみ )付

属

取扱説明書 × 1, 測定ガイド× 1, アプリケーションディス
品 ク (Logger Utility) × 1, USBケーブル × 1, ACアダプタ
9786× 1, ストラップ× 1, 保護シート9809× 1

トリガ機能
ト リ ガ ソ ー ス アナログ入力全チャネル , パルス入力 P1 〜 P4, 外部
トリガ , 各トリガソースの論理和 (OR), 論理積 (AND)（各chごとに条件設定可能）

条件 : 外部トリガ入力と GND 間短絡 , または電圧入力 (HIGH: 3.0 V 〜 5 V から LOW: 0 〜 0.8 V への立ち下がり )外 部 ト リ ガ
応答パルス幅 : H 期間 1 ms 以上 , L 期間 2 µs 以上
最大入力 : DC -2 〜 7 V
トリガタイミング 開始, 停止, 開始&停止 (開始と停止は別々のトリガ条件に設定可能)
レベル : 設定したレベル値の立上がり , 立下がり
ト リ ガ 種 類 ウインドウ : トリガレベル上限値と下限値を設定 , 範( アナログ , パルス )囲内を出たとき , 入ったとき

アナログ: 0.025 % f.s. (f.s.=10 マス)
トリガレベル分解能
パルス: 積算 1count, 回転数 1/n [r/s] (n: 1 回転あたりのパルス数 )そのプリトリガ : ( トリガ以前の記録 , リアルタイム保存時も設定可能 )( 電圧出力付アクティブ LOW, パ
他 トリガ出力 : オープンコレクタ
ルス幅 10ms 以上 , 出力電圧範囲 : HIGH レベル : 4.0 〜 5.0 V, LOW レベ
ル : 0 〜 0.5 V, 最大シンク電流 : DC 5 mA, 最大印加電圧 : DC 30 V))

連続記録 ON ( 停止キーを押すまで連続記録 ),連続記録 OFF ( 日 , 時 , 分 , 秒 ,で記録時間を指定 )

自

動

保

CF カードにデータ保存 ON, OFF
波形 ( 測定しながらリアルタイムにデータ書き出し ),存 演算 ( 測定終了後にデータ書き出し ),波形 + 演算 ( 測定しながらリアルタイムにデータ書き出し , 測定

方波形または波形 + 演算保存 ON 時
削除保存 (CF カード容量が一杯になった場合 , 一番古い波形を破棄して新しい波形を保存 ),法
分割保存 : ON ( 分割する時間を日 , 時 , 分 ,で指定 )
分割保存 : 定時 (24 時間の間で基準時刻を設定 / その時刻か終了後に演算値書き出し )保存ら一定時間ごとにデータを区切ってファイルを作成 )CF カードまたは内部メモリに設定保存 / 呼出し可能
設定保存 / 呼出し
内部メモリ (10 種 ), CF カード ( 制限無し )算

演算 1 〜演算 4, 同時演算可能 , 内容 : 平均値 , ピーク
値 , 最大値 , 最小値 , 最大値の時間 , 最小値の時間

フィルタ設定50 Hz/60 Hz ( 高周波成分を取り除くため , アナログチャネルに
ディジタルフィルタを設定可能 ), OFF

数

値

演

CH 設定
測定の ON/OFF, 波形の色を設定可
アナログ入力 10ch: 電圧 ( 直流のみ ), 温度 ( 熱電対のみ )K, J, E, T, N, R, S, B
チャネル設定パルス入力 4ch: 積算 , 回転数
警報出力 1ch: 警報保持 / 非保持 , ブザー ON/OFF,
警報波形の表示 ON/OFF
測定対象

レンジ

測定可能範囲

最高分解能

100 mV f.s.
-100 mV 〜 +100 mV 5 μV
1 V f.s.
-1 V 〜 +1 V
50 μV
10 V f.s.
-10 V 〜 +10 V
500 μV
圧 20 V f.s.
-20 V 〜 +20 V
1 mV
100 V f.s.
-60 V 〜 +60 V
5 mV
1 V〜5 V
500 μV
1−5V※
測定確度 : ±0.1 % f.s. ( ※ 1 − 5V レンジの f.s. は 10 V)

電

測定対象

格 Safety: EN61010, EMC: EN61326, EN61000
源 (2) バッテリパック9780(3) 12V 系バッテリ (DC10 〜16 V ±10%, 外部バッテリとの接続

電間

タ イ マ ー 記 録 ON ( 開始 / 停止 / 間隔を指定して測定 ), OFF

期間 /L 期間とも 100 µs 以上 )非絶縁 1ch: 外部制御端子から出力 (GND 共通 )条件 : 各入力 ch 毎 , レベル ( ↑ / ↓ ), ウィンドウ (IN/OUT)
設定し、全部の論理和 (OR) もしくは論理積 (AND) 設定にて ,警 報 出 力 条 件 記録間隔ごとに更新出力
信号 : オープンコレクタ出力 ( 電圧出力付アクティブ LOW, 出力

隔 10ms 〜 1hr, 19 設定( サンプリング周期 ) ※ 記録間隔ごとに全入力チャネルを高速スキャン

レンジ

2000 ˚C f.s.

測定可能範囲-200 ˚C 〜 2000 ˚C

最高分解能

0.1 ˚C˚C 〜 1350 ˚C, (J)
温 度 ( 熱 電 対 ) 熱電対別の測定可能範囲 : (K) -200
-200 ˚C 〜 1200 ˚C, (E) -200 ˚C 〜 1000 ˚C, (T) -200 ˚C
K, J, E, T, N
〜 400 ˚C, (N) -200 ˚C 〜 1300 ˚C
温度測定確度 : ±2 ˚C2000 ˚C f.s.

-200 ˚C 〜 2000 ˚C

0.1 ˚C

温 度 ( 熱 電 対 ) 熱電対別の測定可能範囲 : (R) 0 ˚C 〜 1700 ˚C, (S) 0 ˚CR, S, B〜 1700 ˚C, (B) 400 ˚C 〜 1800 ˚C
温度測定確度 : ±4.5 ˚C (400 ˚C 未満 ), ±3 ˚C (400 ˚C 以上 )基準接点補償 INT ( 本体内部で零℃接点補償 ): 測定確度 =温度測定確度 + 基準接点補償確度

基準接点補償 EXT ( 外部零℃接点補償器を使用する場合 ):温度測定付随機能 測定確度 = 温度測定確度のみ
基準接点補償確度 : ±1 ˚C
断線検出 : ON/OFF
測定対象

レンジ

測定可能範囲1,000 M (count) f.s. 0 〜 1,000 M (count)

最高分解能

1 (count)

パ ル ス ( 積 算 ) 積算モード : 加算 ( 開始してからの積算値 ), 瞬時値 ( 記録
間隔間隔ごとの瞬時値 )5,000/n (r/s) f.s.
0 〜 5,000/n ( 回転 / 秒 ) 1/n ( 回転 / 秒 )パルス ( 回転数 ) 1 回転当たりのパルス数設定 : 1 〜 1,000 ( 上記 "n", セン
サから出力される 1 回転あたりのパルス数を設定 )ス ロ ー プ 設 定 ↑ ( パルスが L から H になる回数 ), ↓ ( パルスが H から L になる回数 )表 示 範 囲 位置 / 上下限値で設定 ( 積算は上下限のみ )CH 設定共通機能

スケーリング

小数 ( 小数で表示 ), 指数 (10 のベキ乗で表示 ), OFF
条件 : 比 ( 傾きと切片で設定 ), ２点 (2 点の入出力の値で設定 )チャネル設定共通

各チャネル別コメント入力 , 開始トリガ/ 停止トリガ設定 ,警報条件設定各 種 オ プ ション の 構 成

メモリハイロガー 8430 ......... ¥110,000（税込 ¥115,500）
標準付属品 : 取扱説明書 ×1, 測定ガイド×1, アプリケーション
ディスク (Logger Utility)×1, USBケーブル ×1, ACアダプタ
9786 ×1, ストラップ×1, 保護シート9809 ×1
CF カード電池

ケース

PCカードアダプタ付属

PCカード2G 9830....¥24,000 (税込¥25,200)
PCカード1G 9729
PCカード購入時のご注意 ....¥18,000 (税込¥18,900)
弊社オプションのPCカードを PCカード512M 9728
必ず使用してください。弊社オ....¥12,000 (税込¥12,600)
プション以外のPCカードを使用すると、正常に保存、読み出 PCカード256M 9727
しができない場合があり、動作.........¥7,500 (税込¥7,875)

本体に装着したまま充電
可能

バッテリパック 9780

ソフトケース 9812

携帯用ケース 9782

保証はできません。

.......... ¥2,400 ( 税込￥2,520)......¥12,000 ( 税込￥12,600)

入力関係

標準付属品

接続ケーブル 9641

パルス入力用 , ケーブル長 1.5 m

NiMH, 本体で充電......¥8,500 ( 税込￥8,925)

小物収納可能 , ネオプレンゴム

K 熱電対 9810 温度測定範囲 -180 〜 200℃ , 許容 T 熱電対 9811 温度測定範囲 -180 〜 200℃ , 許容差クラス 2, ケーブル長 5 m, 素線径 φ 0.32 mm, 5 本 /1set..........¥2,500（税込 ¥2,625） .....¥18,000（税込 ¥18,900）

差クラス 2, ケーブル長 5 m, 素線径 φ 0.32 mm, 5 本 /1set.....¥18,000（税込 ¥18,900）

保護シート 9809

液晶画面保護用 , 2 枚一組 , 追加購入の場合...........¥2,000 ( 税込￥2,100)

オプション収納可能 , 樹脂外装

AC アダプタ 9786

100 〜 240V AC, 追加購入の場合......¥12,000 ( 税込￥12,600)

姉 妹 機 のご 紹 介

メモリハイロガー LR8400

メモリハイロガー LR8401

アナログ 30ch 絶縁入力

アナログ 30ch 絶縁入力

アナログ 30ch 絶縁入力... ¥220,000（税込 ¥231,000）...¥260,000（税込 ¥273,000）...¥240,000（税込 ¥252,000）

電圧・温度ユニット× 2 装着モデル

ユニバーサルユニット× 2 装着モデル

メモリハイロガー 8423
アナログ 15ch ～ 120ch, 最大 600ch までシステムアップ可能 , 絶縁入力
パルス入力 , 警報出力も絶縁 , LAN/USB 対応 , PC 計測専用..........¥280,000（税込 ¥294,000）15ch システム～

メモリハイロガー LR8402
ユニバーサルユニット× 1, 電圧・温度ユニット× 1 装着モデル

メモリハイコーダ 8870
2ch 絶縁 , 高速波形オシロ

1M サンプリング, AC 280V まで瞬時波形を測定 / 表示可能 , 8430 と外形寸法同じ.....¥110,000（税込 ¥115,500）■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
■ご購入時に成績表および校正証明書を希望されるお客さまは、別途ご発注をお願いいたします。

北関東（営）TEL 048-266-8161 FAX 048-269-3842〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-23-24

お問い合わせは…

横 浜（ 営 ）TEL 045-470-2400 FAX 045-470-2420〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-13-6

静 岡（ 営 ）TEL 054-254-4166 FAX 054-254-3160〒420-0054 静岡市葵区南安倍 1-3-10（営）TEL 052-702-6807 FAX 052-702-6943
本社 TEL 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559 名古屋〒465-0081 名古屋市名東区高間町 22〒386-1192 長野県上田市小泉 81（ 営 ）TEL 06-6380-3000 FAX 06-6380-3010
東 北（ 営 ）TEL 022-288-1931 FAX 022-288-1934 大 阪〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-17-26（ 営 ）TEL 082-879-2251 FAX 082-879-2253
長 野（ 営 ）TEL 0268-28-0561 FAX 0268-28-0569 広 島〒386-1192 長野県上田市小泉 81（ 営 ）TEL 092-482-3271 FAX 092-482-3275
東 京（ 営 ）TEL 03-5835-2851 FAX 03-5835-2852 福 岡〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-3-3■修理・校正業務のご用命は弊社まで… JCSS 認定登録事業者〒731-0122 広島市安佐南区中筋 3-28-13〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-19〒 386-1192 長野県上田市小泉 81
TEL 0268-28-0823 FAX 0268-28-0824※このカタログの記載内容は 2010 年 7 月 13 日現在のものです。 ※本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが、ご了承願います。
※お問い合わせは最寄りの営業所または本社販売企画課（TEL 0268-28-0560 FAX 0268-28-0569 E-mail : info@hioki.co.jp）までお願いいたします。
※輸出に関するお問い合わせは外国営業課（TEL 0268-28-0562 FAX 0268-28-0568 E-mail : os-com@hioki.co.jp）までお願いいたします。

8430J8-07M-00K