Thermo Scientific 真空オーブン
Consistent performance, at a high degree

Thermo Scientific 真空オーブン
乾燥プロセスは、実験室内の多様なワークフローに不可欠であり、多用されていますが、特に繊細なサンプルには真空乾燥が必要です。

Thermo Scientific ™ 真空オーブンは、安全性・信頼性・効率が考慮され、幅広い温度範囲とサイズで設計されています。
医薬品・食品・エレクトロニクス・航空宇宙産業などで使用されており、以下のようなアプリケーションに対応するためにさまざまなモデルが用意されております。

• 乳製品などの食品からの水分除去• エレクトロニクスなどの繊細な製品からの水分除去• 次のような目的を持つ複雑な真空乾燥プロセス
ー

酸化防止ー

毛細管効果に対処することによる水分残留物の除去• 真空下で昇温しながらの加熱設定プロトコール• 不活性ガス存在下での酸素感受性試料の貯蔵 （例）窒素など• 焼き戻し• 溶剤・エポキシ・精油などの除去

Solid

LiquidGaseous

103

Pressure (mbar)

102101
Vaporization10-0真空を使用することで、標準的な乾燥オーブンよりも低い温度で10乾燥させることが可能です。左のグラフは、より低い圧力下にお10ます。つまり、真空下では、液体は通常の沸点未満で蒸発するた-1

いて水が100 °Cよりはるかに低い温度で蒸発することを示してい-2

10め、繊細なサンプルでも損なうことなく穏やかに乾燥させること-3-60-40-20020

Temperature (ºC)

2406080100ができます頑丈でありながらデリケートでさまざまな乾燥ニーズに対応
Thermo Scientific™ Vacutherm™ 真空オーブン
正確で迅速な加熱と熱伝達を提供し、運転時間を最小化します。
この真空オーブンは真空下での加熱アプリケーションに対する最高温度要件に準拠するように設計されています。
• 温度レベルの選択、ジャケット加熱タイプおよび棚加熱タイプ最高400 °C• シングルセットポイント、温度ランピング機能、タイマー機能を備えたマイクロプロ
セッサーコントロールの選択• 独立した過温度制御と調整可能な高度安全コンセプト

Vacutherm 真空オーブン• 外部温度センサーによる妥当性確認が可能なアクセスポート

Thermo Scientific™ Hi-Temp 真空オーブン
高温環境下で安心感のある加温防御機能を提供します。
• 最高280 °C• ダイヤル式の温度コントロール制御• 安全のためのバックアップサーモスタット
Hi-Temp 真空オーブン

Thermo Scientific™ スタンダード真空オーブン
シンプル操作で簡単な乾燥および加熱用途、減圧環境を提供します。
• 最高220 °C• バイメタルサーモスタットスイッチとLEDデジタル式のコントロール

スタンダード真空オーブン

3

セレクションガイド
Vacutherm 真空オーブン

Hi-Temp 真空オーブン

スタンダード真空オーブン

温度設定範囲C／+15 °
C〜200 °
C／
室温 +10 °300 °C／400 °
C

室温 +10 °C／50 °
C〜280 °
C

室温 +5 °
C〜220 °
C

利用可能サイズ25／53／128 L

18.4／42.4 L

12.5／19.8／65 L

PID制御、デジタルディスプレイ

電子制御、アナログコントロール、
ダイヤルサーモメーターアナログコントロール、ダイアルサーモメーター

サンプルの安全のための調整可能な過昇温防御機能（ DIN12880 Part1 Class2に準拠）、オーブンの保護のための過昇温時の遮断機能

過熱安全機能、設定温度より5 °C以上高い状態で LED インジケー
ター点灯

過昇温時のオーブン遮断機能

棚

アルミニウム、トレー（オプション）

クロムメッキ棚

スタッキングアルミ棚

不活性ガス接続可能。穏やかなパージングのための精密バルブと過圧保護機能が必要

可能

65 Lモデルのみ

温度制御とディスプレイ

過昇温防御機能

圧力ディスプレイ

アナログ（デジタル：オプション）

アナログ

アナログ

過温技術

ジャケット式加温か棚式加温の選択

ジャケット式ジャケット式

インナーチャンバー素材

ステンレススチール鋼、電解研磨処理

ステンレススチール鋼

ステンレススチール鋼

0.01 mbar

3.5 mbar

3.5 mbar

真空リークレート<0.01 mbar/sec<0.01 mbar/sec<0.01 mbar/sec

タイマー／プログラムセットオプション：オン／オフタイマー、加温プログラムコントローラー

なし

なし

ありなしなし爆縮試験済みダブルパネル安全ガラス窓
隈取り加工
穏やかな通気が可能な圧力解放弁
清掃がしやすい電解研磨された内装――

到達最高真空度

アクセサリーポート／外部温度プローブ●

その他 基本機能●●●

データアウトプット

オプションにより温度と圧力のデータ取得●●●

アプリケーション例●●●●

温度感受性の高い素材に対する乾燥
速乾性
複雑に設計された部品の乾燥
熱処理に伴う酸化の除去
脱気製品の回収
粉末の乾燥
高温での乾燥

なし
●
●
●
●
●
●
●

真空ポンプについて
全ての真空オーブンには、真空ポンプ用の標準接続部があります。
真空ポンプは、各機種に対応する他社メーカーの推奨品を紹介します。
サポートなどは真空ポンプの供給元にお問い合わせください。
おすすめのサプライヤーをご要望に応じてご案内いたします。

4

高温乾燥／加熱
一般乾燥
コンディショニング
硬化
乾燥
焼き戻し
水分試験

なし
●
●
●
●

乾燥
硬化
真空埋込
メッキ用途

Vacutherm 真空オーブン
Vacutherm 真空オーブンは、単純な加熱処理から最高 400 °C の温度を利用する複雑なプロセスまで、真空中での正確な熱処理の要望に対応します。
高品質な基本構成に、アプリケーションに応じた幅広い機器オプションを実装することが可能です。

特長• オーブン本体とサンプル保護のた• 25〜128 Lの便利な3サイズ• ジャケット過熱式と棚過熱式を選択可能
ー

ジャケット過熱式：モデル M- 全 3
温度範囲：室温 +15 °C〜 200 °Cの急速換気バルブ
めの精密バルブ

棚過熱式：モデルP-2サイズのみ• チャンバー内環境制御用の不活性

温度範囲：室温 +10 °C 〜 400 °C

ガス接続。安全弁で真空チャンバー

棚に伝熱コイルが組み込まれて内の過圧を防止

おりサンプルに熱を直接伝達類の温度制御コントローラー
ジャケット過熱式用の Kelvitron™

• オプションによるステンレス鋼管による接続• 安全認証（GSマーク）マイクロプロセッサーコントロー

モデルP：棚過熱式

ラーー

モデルM：ジャケット過熱式
・ 定格温度 200 °C
棚全体が均一な温度に保たれるように大型の直接接触発熱体が補強されています。

• DN25アクセスポート• シングルセットポイントにおける2 種ー• チャンバー内の迅速な換気のため• オプションによる緩やかな換気のたサイズ
ー

めの過昇温時の遮断機能

・ 定格温度 300／400 °C・ 急速過熱・ 直接サンプルに熱を伝えることで短い処理時間
・ 各棚ごとに過昇温防止機能付き

棚過熱式用の Digicon ™ マルチチャンネルコントローラー※ 各棚の温度を制御（シングルセットポイント）

設置環境の安全性

タイムセービング

クリーニング

Vacutherm 真空オーブンには、いくつ

ジャケット加熱または棚加熱は、加熱時真空チャンバー内は、電解研磨されたもの安全機能が設定されています。ダ間の短縮をもたらします。作業時間は、表面と内角を丸く加工しており、クリーブルパネル安全ガラス窓は、爆縮保護

従来の乾燥オーブンに比べ 6 倍ほど速ニングが容易に行えます。

を確実にするのに役立ち、使用者にさく済みます。

らなる安全性を提供します。

プロセスの安全性

快適性

耐食性
真空チャンバー内は高品質のステンレ精密バルブを搭載した不活性ガス接続

ス鋼で作られており、耐食性に優れた滑温度の均一性と再現性のある乾燥、おにより、ガスを正確にチャンバー内へ分らかな表面に電解研磨されています。

よび熱処理を提供するように設計され注することができます。それにより乾燥た加熱システムを採用しています。

時間が短縮され、凝縮が防止されます。
さらに精密バルブは、真空チャンバーが換気されるときに、粉体の吹き飛ばしを安全に防止するのに役立ちます。

オプション
工場取付けオプションによりさまざまな用途に対応可能なカスタマイズが可能です。

5Vacutherm 真空オーブン 仕様
カタログNo.

モデル

温度範囲

空間の温度誤差＊2、3

熱出力
庫内寸法
外寸＊1
棚板数
（最高温度時）（W×H×D mm）（W×H×D mm） （枚）定格電源

出荷時重量（kg）

ジャケット過熱式モデル 25 L
ガス接続部・アクセスポートなし

51014550

300×275×307

480×600×450

2

230 V、
50/60 Hz、
1.3 kW58

300×275×307

480×600×450

2230 V、50/60 Hz、
1.3 kW58

300×275×307

480×600×450

2230 V、
50/60 Hz、
1.3 kW58

室温 +15 °C±4 °C（@200 °C） 540 Wh/h〜200 °
C

415×345×371

744×576×570

2230 V、
50/60 Hz、
1.7 kW82

室温 +10 °C±3 °C（@200 °C）
〜300 °C
VT 6060 P±7 °C（@300 °C） 450 Wh/h
（オプション±9 °C（@400 °
C）
400 °
C時）

415×345×371

744×576×570

2230 V、
50/60 Hz、
1.6 kW90

室温 +15 °C±7 °C（@200 °C） 870 Wh/h〜200 °C

495×489×529

895×720×750

3230 V、50/60 Hz、2.2 kW

153

室温 +10 °C±4 °C（@200 °C）
〜300 °C±7 °C（@300 °C） 880 Wh/h
（オプション±9 °C（@400 °
C）
400 °
C時）

495×489×529

895×720×750

3230 V、
50/60 Hz、3.0 kW

164

VT 6025

室温 +15 °C±4 °C（@200 °C） 340 Wh/h〜200 °
C

ガス接続部・アクセスポートあり

51014552

VT 6025

室温 +15 °C±4 °C（@200 °C） 340 Wh/h〜200 °
C

ガス接続部・アクセスポート・デジタルプレッシャーディスプレイあり

51014553

VT 6025

室温 +15 °C±4 °C（@200 °C） 340 Wh/h〜200 °C

ジャケット過熱式モデル 53 L

51014539 VT 6060 M
棚過熱式モデル 53 L51014542

ジャケット過熱式モデル 128 L

51014541 VT 6130 M
棚過熱式モデル 128 L51014543

VT 6130 P＊1 奥行にハンドル部分（70 mm）は含まれない。壁から80 mm以上離して設置が必要。
＊2 DIN12880、part2規格に基づいた性能保証。※ 空の庫内における真空操作時に適用。
＊3 棚上にて測定。

• ポンプ接続部：DN25 - 25.4 mm• ガス接続部：内径4 mm• 吐き出し量が35 L/min以上の単段式ポンプにより20 mbarまでの真空操作が可能

6

アプリケーションニーズに合わせたさまざまなオプション
Vacutherm 6000シリーズで使用可能な制御モジュールです。

温度制御オプション ― 標準添付のKelvitronコントローラーを変更
マイクロプロセッサー制御

アナログインターフェース付き（Mモデル用）（Pモデル用）• 最大9ステップの温度プログラム• 設定温度または実温度のデジタル

Digicon™温度コントローラー

温度コントローラー Thermicon™ P• 99 時間 59 分までオン／オフを切り表示• 外部プリセット設定：0〜20 mA

替えるための内蔵タイマー• 不調温度センサーのインジケーター• 外部温度登録：0〜10 V• DIN41524に準拠したプラグ接続

圧力制御オプション
電磁弁付き圧力コントローラー• 1〜1400 mbarのデジタル圧力表示• 圧力範囲は、事前に選択した二つのセットポイントを介して、ステンレス鋼ソレノイドバルブで制御• 圧力設定範囲：5〜1400 mbar
• 圧力記録用外部レコーダ接続：0〜1 V

タイマーオプション

モニタリングオプション
24時間メカニカルタイマー

デジタル積載温度ディスプレイ

• 24 時間以内のオン／オフインター• 積載したサンプル温度を直接測定

バル設定• オーブン前 面 部に P t 1 0 0 温 度センサーにより測定した温度を表示• 外部温度レコーダーを接続可能
ウィークリーデジタルプログラム
タイマー＊• 実 時 間をベ ースにしたプログラム（ 6:00 時に「 On 」
、オン&オフサイクル

2:00時に「Off」など）• 最短のスイッチング間隔10分• 電力遮断時の16時間パワーリザーブ
ウィークリーメカニカルタイマー• 7日間にわたるオン／オフインターバ

RS232インターフェース• 温度データのドキュメント取得• ソフトウエアは未提供

ル設定• 最短スイッチング間隔2時間• 電力遮断時の90時間パワーリザーブ
注：タイマー機能と積載温度ディスプレイオプションは組み合わせることができません。
＊ デイリープログラムタイマーとしてもご使用いただけます。

7オーダーインフォメーション（オプション）
Vacuthermシリーズは、特定の要件に対応するためのさまざまなオプションを提供しています。
使用可能な温度コントロール、タイマー機能、およびモニタリング機能オプションを以下に示します。
リストに表示されている各オプションは、掲載している機器カタログ番号との併用でのみ注文可能です。

工場取り付けオプション
カタログNo.

オプション名

下記の本体と共にオーダー可能

備考

Vacutherm 6060および6130M/P共有
51900284

Kelvitronコントローラー用 RS232インターフェース

51014539、51014541

ユニット背面のインターフェース

51900069

デジタル圧力ディスプレイ

51014539、51014541、51014542、51014543

標準のアナログ圧力表示の代替

51900193

電磁弁付き圧力コントローラー

51014539、51014541、51014542、51014543

デジタル圧力表示付き

51900071

VITONドアガスケット VT6060M用

51014539

51900072

VITONドアガスケット VT6130M用

51014541

51900205

デイリープログラムタイマー

51014539、51014541、51014542、51014543

51900073

デジタル24時間タイマー（60 Hzで20時間）

51014539、51014541、51014542、51014543

51900008

ウィークリーメカニカルプログラムタイマー

51014539、51014541、51014542、51014543

51900161

ウィークリーデジタルプログラムタイマー

51014539、51014541、51014542、51014543

51900074

デジタル積載温度ディスプレイ

51014539、51014541、51014542、51014543

51900209

Thermicon P 温度プログラムコントローラー（Mモデルのみ）

51014539、51014541

51900195

Digicon S 温度コントローラー（300 °C）：
VT6060PおよびVT6130P

51014542、51014543

51900196

Digicon S 温度コントローラー（400 °C）：VT6060P

51014542

51900197（400 °C）：VT6130P
Digicon S 温度コントローラー

51014543

51900075

庫内背面角R加工： VT6060M

51014539

51900077

庫内背面角R加工： VT6060P

51014542

51900076

庫内背面角R加工： VT6130M

51014541

51900078

庫内背面角R加工： VT6130P

51014543

標準的なガスケットと比較しVITONドアガスケットは高腐食性物質に耐性
全てのタイマーオプションは「オン」
および「オフ」
サイクルを制御
これらのオプションのいずれかのみ選
択可能
デジタル積載温度ディスプレイとタイマーオプションの組み合わせは不可

Pt100 温度センサーと外部データレコーダー用ソケット付き

希望のシェルフ過熱式モデル本体と組み合わせてご注文が必要

内部チャンバ後部の角が丸くなっているため、クリーニングがさらに簡単

Vacutherm 6025
51900326

精密調整バルブ

51014550

精密バルブは他の全機種に標準装備

51900284

RS232インターフェース

51014550、51014552、51014553

ユニット背面のインターフェース

以下のオプション（棚・トレイ・接続キット・サポートフレーム）はアクセサリーとして提供しています。
単独でも注文は可能です。お持ちの本体に合わせてご注文ください。

アクセサリー

8

カタログNo.

製品名

カタログNo.

製品名

50028403

VT6025用棚板（シェルフサポートを含む）

50048620

VT6060M/P用アルミトレイ

50043975

VT6060M用棚板（シェルフサポートを含む）

50048618VT6130M/P用アルミトレイ

50043976

VT6130M用棚板（シェルフサポートを含む）

50046860

チューブ用ステンレス真空接続キット 直径10 mm

50048621

VT6060M/P用ステンレススチールトレイ

50029890

サポートフレーム 高さ780 mm VT6060M/P用

50048619

VT6130M/P用ステンレススチールトレイ

50029597

サポートフレーム 高さ780 mm VT6130M/P用

Hi-Temp 真空オーブン
Hi-Temp 真空オーブンは、高温乾燥、コンディショニング、硬化、乾燥、アニーリング、水分テストなどの真空加熱用途に対応します。

特長• ダイヤル温度計付きデュアル電子制• 18 Lの小型で便利なサイズ• 温度範囲：室温 +10 °C〜280 °
C
• ラジエント温壁ヒーター搭載
ー御システム• 全てのコントローラーとインジケー
ターはフロントパネルに搭載

庫 内 の 作 業スペ ースを節 約し、オープン型のワイヤーヒーターの潜在的危険性を排除

テンレス鋼チューブを採用し、庫内を清潔に保ち長期的なパフォーマンス

ー

三つのインジケーター

0-30 in Hg真空ゲージ

は外径6.4 mmの真空ポンプチューブ• 真空および吸気ラインは腐食性のス

電源スイッチ
パージガスと真空制御バルブ• 側面のコンプレッションフィッティングと接続可能

ー

Hi-Temp 真空オーブン
3625A

温度コントロール• ドアのガラス窓よりサンプルを目視可能• 高さ調整可能な2枚のクロムメッキ棚を実現• 耐久性のある外装は粉体塗装した厚手のスチール製

製品仕様
カタログNo.

温度範囲

空間の温度誤差

庫内寸法外寸
棚板数（枚）（W×H×D mm） （W×H×D mm）

定格電源

出荷時重量（kg）

120 V、50/60 Hz、1000 W、8.5 A

48

18.4 Lモデル
3625A

室温 +10 °C〜±1.0 °
C254×254×290
C（@100 °C、25 ft. Hg）
280 °460×580×440

2

アクセサリー：棚板×1枚（カタログNo. 02340）• ポンプ接続部：6.4 mm• ガス接続部：6.4 mm• 吐き出し量が35 L/min以上の単段式ポンプにより20 mbarまでの真空操作が可能

9

スタンダード真空オーブン
基本的な真空乾燥機能のみに特化したスタンダード真空オーブンは、最高温度が 220 °Cに到達し、乾燥、硬化、真空包埋、メッキなどのアプリケーションに対応します。

特長• 12.5〜65.1 Lの便利な3サイズ• 温度範囲：室温 +10 °C〜 220 °C• ダイヤル温度計による油圧サーモスタット• 耐久性のある外装は粉体塗装した
厚手のスチール製• ラジエント温壁ヒーター搭載
ー

オープン型のワイヤーヒーター

温度制御（5 °C刻み可変）ー• ポリカーボネート製の安全シールドがドアガラスを保護• シリコンドアガスケットとラッチドアにより真空レベルを維持
ーの潜在的危険性を排除

中容量および大容量機種はLED
ディスプレイ表示（1 °C刻み可変）

真空グリースの使用を推奨• 真空および吸気ラインは腐食性のステンレス鋼チューブを採用し、庫内を清潔に保ち長期的なパフォーマンスを実現• 取り外し可能な 2 枚のスタッキング
アルミ棚庫内の作業スペースを節約し、小型3606モデル• 本体上部の独立した真空ポンプおよ真空オーブン 3606

び通気バルブ

中型3608／大型3618モデル• 本体前面に継手付き三方弁ー

真空ポンプ吸引、排気不活化ガスへの置換（窒素またはアルゴン）
真空オーブン 3608-5（LED 温度計）（LED 温度計）
真空オーブン 3618-510

スタンダード真空オーブン 仕様
製品仕様
コントロールディスプレイ

温度範囲

ダイヤル温度計
による油圧サーモスタット（5 °C刻み可変）±2.2 °
C
室温 +5 °C（@100 °C、 ± 1.5 °C〜220 °
C25 inHg）

200×200×300

430×440×410

3608

ダイヤル温度計
による油圧サーモスタット（5 °C刻み可変）±6.0 °
C
室温 +5 °C（@150 °C、 ± 1.5 °C〜220 °C25 inHg）

300×250×250

3608-5

LED 表示温度計
による油圧サーモスタット（1 °C刻み可変）±6.0 °
C
室温 +5 °C（@150 °C、 ± 1.0 °C〜220 °
C25 inHg）

3618

ダイヤル温度計
による油圧サーモスタット（5 °C刻み可変）3618-5

LED 表示温度計
による油圧サーモスタット（1 °C刻み可変）

カタログNo.

空間の温度誤差

温度
庫内寸法
外寸
棚板数
分解能 （W×H×D mm）（W×H×D mm） （枚）定格電源

出荷時重量（kg）

2240 V、50/60 Hz、
600 W、2.5 A

50

500×410×400

2120 V、50/60 Hz、
600 W、5 A

59

300×250×250

500×410×400

2120 V、
50/60 Hz、
600 W、5 A59±5.0 °C
室温 +5 °C（@100 °C、 ± 1.5 °C〜220 °
C25 inHg）

360×360×510

640×560×640

2

120 V、50/60 Hz、1600 W、13.3 A

134±5.0 °
C
室温 +5 °C（@100 °C、 ± 1.0 °C〜220 °
C25 inHg）

360×360×510

640×560×640

2

120 V、50/60 Hz、1600 W、13.3 A

134

12.5 Lモデル
3606-1CE
19.8 Lモデル

65.1 Lモデル

アクセサリー
カタログNo.

製品名

810-387-00

3606モデル用棚板

810-439-00

3608モデル用棚板

810-440-00

3618モデル用棚板• ポンプ接続部：6.4 mm• ガス接続部：6.4 mm• 吐き出し量が35 L/min以上の単段式ポンプにより20 mbarまでの真空操作が可能

11

研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。
製品の性能がお客さまの用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客さま自身でご確認ください。
©2022 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。
価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc WAI024-A2212CE

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
TEL ：0120-753-670
info.LPG.jp@thermofisher.com
オーダーサポート
TEL ：03-6832-9260 FAX ：03-6832-9261
営 業 部
TEL ： 03-6832-9270 FAX ：03-6832-9271
facebook.com/ThermoFisherJapanthermofisher.com@ThermoFisherJP