管理医療機器 歯科接着用レジンセメント
医療機器認証番号：230ABBZX00096000

プ ライ マ ー 不 要
シラン 処 理 が で きるレジ ンセメント
C A D / C A Mレジ ン 冠 にも 金 属 冠 にも M u l t i に 高 接 着

プ ライマー 処 理 なしで シ ラン 処 理 が で きるレ ジ ン セ メント
C A D /C A M レジン 冠 にも 金 属 冠 にも M u l t iに 高 接 着様 々な 種 類の 補 綴 装 置と歯 質へプライマー 処 理なしで接 着 。
さらに 、余 剰セメントの 除 去が 容 易に行えます 。
また、術 者 のニーズにより選 択できるオートミックスとハンドミックスをラインナップ。

様々な種類の補綴装置に対して、プライマー処理なしで高接着ペースト中に配合した「MDP 」と長鎖シランカップリング剤「LCSi 」により、様々な種類の補綴装置に高い接着力を有します。

MDP

リン酸エステル系モノマー

長鎖シランカップリング剤

歯 質・金 属・ジルコニアなどに高い 接 着 性を

CAD/CAMレジン冠・歯科用陶材・有する

LC S i

LCSi

シリカ系ガラスセラミックス（二ケイ酸リチウム）へ高い接着性を有する

長鎖シランカップリング剤

Long Carbon-chain Silane coupling agent

Oとシランカップリング剤との化学結合の加水分解反応（水による結合の解離）が原因と報告されています。
当社独自の長 鎖シランカップリング 剤「LCSi」は、長いスペーサー 部を有し、「LCSi」の高い疎水性により、長期的に安定した接着力が期待されます。

CAD/CAMレジン冠の接着ステップを簡略化

Si(OMe) 3O

一般的に、接着耐久性の低下はガラスセラミックス等に含まれるシリカ（SiO₂）

重合基・スペーサー

シリル基● 疎水性の長いスペーサー部により、接着耐久性に寄与● 被着体への良好な反応性

プライマー処理不要 ※1サンドブラスト処理

セメントの塗布「SA ルーティング M ulti」使 用

当社 従 来 品「SA ルーティング プラス」使 用「クリアフィルセラミック プライマープラス」塗 布
使用ステップの概要は巻末の情報を参照ください。

プ ライマー 処 理 不 要

補綴装置※各材料により作成されたクラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着に用います。

セメント

メタルジルコニア（貴金属合金・非貴金属合金）

CAD / CAMレジン冠 ※1
CAD/CAMインレーなど

※1

歯科用陶材

シリカ系ガラスセラミックス（二ケイ酸リチウムなど）「 SAルーティング Multi 」の みで 接 着*CAD/CAMレジン冠の接着など、より高い接着を求める場合、「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick 2 」による支台歯処理を行います。

支台歯側
メタルコア

天然歯（貴金属合金・非貴金属合金）（エナメル質・象牙質）

レジンコア※1 プライマーを適用することで、内面処理加算が可能です。

選べる２つのシリンジタイプ
オートミックスハンドミックス「選べる2 種類のチップ」と「スムーズな押し出し」により、「クリーミーなペースト性状」により、練和がスムースに行え症例に適したスピーディーな操作が行えます。
選 べる2 種類のチップ

スムーズな押し出し

クラウンなどの装 着 / 根管内へ

自 動 練 和 によるスピーディーなの注入に対応した2 種類のチップます。必要なペースト量がコントロールでき経済的です。
クリーミーなペースト
練和時間

操作性

高いコストパフォーマンス

10 秒間[ 使用回数 ]インレーミキシングチップ

約 120 回

ミキシングチップ

約 60 回

（合着用）

クラウン

（エンド用）＋ガイドチップ（エンド用極細）

従来品（ SA セメント プラス オートミックス )と比べ、ペーストの押し出しがスムーズです。

練 和 紙 1 目 盛りが従 来 品（ SA ル ー ティング プ ラス )と 比べ、より練和しやすいペースト性状です。

使いやすさを継承

クラウン 1歯 分 相 当

半硬化した

余剰セメント除去のタイミングを光照射/化学硬化より選択可能。

余剰セメントがスルっと除去

半硬化した余剰セメントは容易に除去できます。

できる

2〜5 秒

光照射による方法

光照射「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick 2」を併用する場合は、1〜2 秒光照射

2〜 4 分

化学硬化による方法

保 持● その他の特性
フッ素徐 放性

歯科用合着・接着材料Ⅰ

表面処理
フッ化ナトリウム配合

X 線造影性 ※3標準型

自動練和型

１7 点（ハンドミックス）あり

38 点（オートミックス）

人歯せん断接着強さ（「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick 2」との併用）

被 膜 厚さ※3

約 16 μm

室温保存可能 ※4

保管温度

2 〜 25℃※3 試験方法：JIS T6611 条件などにより数値は異なります。
※4 診療時間後や在庫の保管に際しては、直射日光・デンタルライトなどを避けて下さい。
また、夏季など室温が上記の保管温度を超える場合には冷蔵庫での保管をお願いいたします。

各種補綴装置へのせん断接着強さ
（MPa）

（MPa）

「 クリアフィル ユニバーサルボンド Quick 2 」の併用により歯質への接着力が向上します。

30エナメル質

象牙質

50

CAD/CAMレジン冠用材料
CAD/ CAMレジン冠用材料

4030202010010SA ルーティング Multi

測定条件：

SA ルーティング Multi+クリアフィル
ユニバーサルボンド Quick 2

被着面：牛歯#600研磨面、被着面積：φ2.38 mm
照射器：ペンキュアー 2000標準モード
37℃水中24時間保管0測定条件：

金合金 金銀パラジウム チタン
合金

コバルトクロム ジルコニア合金 （ノリタケ カタナ

陶材ジルコニア ディスク HT）

カタナ
アベンシア
ブロック

カタナ
アベンシア P
ブロック

二ケイ酸リチウム#1000 研磨後、サンドブラスト処理、被着面 5 mmφ、マージン部へペンキュアー 2000にて2方向から各10秒光照射
クロスヘッドスピード 1 mm/min、オートグラフ AG-100KN(島津製作所）を使用
37 ℃水中保管1日後測定
クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

使用ステップの概要 1

CAD/CAMレジン冠の接着 ※1 「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick 2 」を併用

写真提供：高輪歯科加藤正治先生ボンドへの塗布後の光照射不要

待ち時間なしプライマー処理不要 ※2

支台歯形成、清掃補綴装置の試適補綴装置のサンドブラスト処理 ※3

支台歯の処理「クリアフィル ユニバーサルボンド
Quick 2」の塗布、乾燥「 SA ルーティング Multi 」
を塗 布、補 綴 装 置を支 台 歯に装着

余剰セメントの半硬化余剰セメントの除去

最終硬化（ 5分保持 ）光照射（1- 2秒）最終硬化※光を透過する補綴装置の場合は各面から光照射（10秒）※「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick 2 」を併用した場合、ボンドの影響で光硬化が速くなります※1 「 SA ルーティング Multi 」の電子添文等に記載の使用用途 「1）クラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着」の「より高い接着を求める場合」を示します。
※2 プライマーを適用することで、内面処理加算が可能です。
※3 サンドブラスト処理後に試適した場合には、リン酸エッチング材等を電子添文等にしたがって処理（リン酸エッチング材は5秒間処理）、水洗・乾燥を行います。

使用ステップの概要 2

メタルクラウンの接着 ※4

写真提供：東京医科歯科大学/朝日大学

高垣智博先生

プライマー処理不要

支台歯形成、清掃補綴装置の試適「 SA ルーティング Multi 」
ペーストの等量採取「 SA ルーティング Multi 」
ペーストの練和（10 秒間）、ペースト塗布

余剰セメントの半硬化余剰セメントの除去

最終硬化（ 5分保持 ）光照射（2 - 5秒）※4 「 SA ルーティング Multi 」の電子添文等に記載の使用用途「 1）クラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着 」を示します。

製品の詳細についてはWEBからもご確認いただけます。

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント
医療機器認証番号：230ABBZX00096000

オートミックス

ハンドミックス

セット品

セット品

ユニバーサル バリューキット

ユニバーサル バリューキット

・ Aペースト / Bペースト 8.2 g（4.6 mL）… 3本・ 付属品 ：ミキシングチップ（合着用） … 40個

・ Aペースト / Bペースト 9.2 g（5 mL）… 3本・ 付属品 ： 練和棒（PN）×１、練和紙（目盛付）×１

ミキシングチップ（エンド用）… 10個
ガイドチップ（エンド用極細） … 10個

ペースト単品

ペースト単品

ユニバーサル / ホワイト /トランスルーセント

ユニバーサル / ホワイト /トランスルーセント・ Aペースト / Bペースト 8.2 g（4.6 mL）… 1本・ 付属品 ミキシングチップ（合着用） … 20個

・ Aペースト / Bペースト 9.2 g（5 mL）… 1本

ユニバーサル

ホワイト

トランスルーセント

ユニバーサル

付属品単品

関連製品

ミキシングチップ … 20個（合着用 ）

ミキシングチップ … 20個（エンド用 ）

ガイドチップ … 20個（エンド用極細 ）ホワイトトランスルーセント

クリアフィル ユニバーサル ボンド Quick 2
管理医療機器 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料）(歯科金属用接着材料）(歯科用知覚過敏抑制材料）(歯科用シーリング・コーティング材)
医療機器認証番号：305ABBZX00012000
・単品：ボンド5 mL・Wパック：ボンド5 mL×2個● 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。 ●ご使用に際しましては、製品の電子添文等を必ずお読みください。 ●仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
●「 カタナ アベンシア ブロック」管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号：226AFBZX00116000●「 カタナ アベンシア Pブロック」管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号：229AFBZX00091000●「 ノリタケ カタナ ジルコニア」歯科切削加工用セラミックス 医療機器認証番号：223AFBZX00185000●「 クリアフィル セラミック プライマー プラス 」 管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料（歯科金属用接着材料） 医療機器認証番号：226ABBZX00105000

お問い合わせ平日 10：00 〜17：00〒100 - 0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー［ 製造販売元 ］クラレノリタケデンタル株式会社〒959- 2653 新潟県胎内市倉敷町2 -28

クラレノリタケデンタル
公式アプリのダウンロード

クラレノリタケデンタル
LINE 公式アカウント

推奨 OS バージョン iOS 14.0 以上 /Android 9.0 以上

友だち追加はこちらから［ 販売 ］株式会社モリタ〒564 - 8650 大阪府吹田市垂水町 3 -33-18
お客様相談センター：0800-222 -8020〈医療従事者様向窓口〉

最新情報配信中！

「クリアフィル」、「MDP」、「SA ルーティング」、「オートミックス」
及び「アベンシア」
は株式会社クラレの登録商標です。
「カタナ｣はノリタケ株式会社の登録商標です。
T752- 04 09/2024