研究紹介

プラスチック表面への PET 薬剤吸着研究

山 口 博 司（アイソトープ総合センター分館）

藤田尚利（医学部附属病院），櫻木庸博（医学部附属病院），･
山城敬一（医学部附属病院），中村嘉行（アイソトープ総合センター分館）

1 ．はじめにるが，超希薄濃度という点から配管や容器への吸PET（Positron Emission computed着によって生ずる損失は大きな問題となる。

Tomography）や SPECT（Single Photon Emission

本研究では，標識合成・精製時に用いるプラスComputed Tomography）など核医学に用いる放チック材料などの素材を対象として，18F-FDG お

射性医薬品は超希薄濃度であり，合成過程，薬剤よび18F-F－イオンの吸着率と洗浄効果について評

調製や投与時，機器校正に用いる器具類への吸着価した。

が問題となる場合がある。標識化合物の合成や精製にはシリンジやチューブなどの各種プラスチッ

3 ．実験方法

クデバイスが使用され，これらのプラスチックデ3.1

使用放射性薬剤

バイスへの放射性医薬品やその原料の吸着は最終実験には名古屋大学医学部附属病院放射線部ア

製剤の放射能量を著しく減少させるという問題がイソトープ検査室内ホットラボに設置されているある。これまで我々は PET，SPECT 薬剤のプラ

小型サイクロトロン HM-18および FDG 標識合成

スチック素材に対する吸着の評価をおこなってき装置 F200を用いて合成した18F-FDG（生理食塩水た。

溶液）および標識合成の過程に用いる QMA から溶出した18F-F－イオン（アセトニトリル溶液）を2 ．目的用いた。
18

本研究は， F-Fluoro Deoxy Glucose（FDG）およびその原料である18F-F マイナスイオン（F－イオン）の各種プラスチック材料への吸着と溶液による洗浄効果の評価を目的とした。

3.2

吸着検討素材

吸着検討に使用した素材について表 1 に示した。

18

例えば，病院内での F-FDG の製造には主として小型サイクロトロンと標識合成装置を用いる
18－

18－

3.3

実施場所

が，初期の化学形は F-F イオンである。 F-F イ実験はアイソトープ検査室内ホットラボおよオン，標識合成・精製を経て製剤化した18F-FDG 薬

び，譲渡譲受によってポジトロン核種を移送した

19－

19

剤は，いずれも安定同位体 F-F イオン， F-FDG

医学部アイソトープ総合センター分館で実施しと同等の化学的・物理的性質を持つ化合物ではあた。アイソトープ検査室とアイソトープ総合セン

Vol. 73, 20237

表１

吸着検討素材一覧

No.

素材名

1ガラス

2アクリル樹脂※ 通常使用容器としての参照用

3塩化ビニル

4コルク

5

シリコン

6ブチルゴム7

ポリエチレンテレフタラート（PET）

8

PET（アルミ蒸着）

9

ポリスチレン樹脂（PS）※ 吸着しやすい素材としての参照用

10 ポリプロピレン（PP）
11 PP ＋シリコンン塗布
12 PP ＋表面フッ素ガス処理
13 ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）
14 ニトリル

ター分館は同じ敷地内にあるが，事業所が異なるため，移送にあたっては法令に従った手続きを取り，L 型輸送物として徒歩で運搬した（図 １ ）。
3.4

サンプルセットおよび測定方法

各吸着検討素材切片に対して約 1 kBq ／10 µLの各放射性溶液をスポットして速やかに NaI シン

図１

運搬に用いた L 型輸送箱（上）と運搬経路（下）※ 地図は医学部ホームページから引用

チレーションサーベイメータ（TCS-172：アロカ社製）を用いて放射線量の測定をおこなった。サた。さらに各放射性溶液をスポットした部分に洗ンプルスポットおよび装置セッティングの様子を浄用として20 µL の生理食塩水（18F-F－ イオンの図 ２ に示す。

場合はアセトニトリル）をスポットし， １ 分後に濃度調製した各放射性溶液10 µL を吸着検討素ピペットを用いて洗浄液を吸引除去したのちに洗材上にスポット後 １ 分経過後にピペットを用いて浄後放射線量として測定した。実験の流れを図 ３

サンプルを吸引除去し，残存放射線量を測定しに示す。

図２8サンプルスポットおよび測定装置構成
サンプル（10 µL）スポット（左）測定装置セッティングの様子（右）Tracer図３3.5

実験プロトコル

データの処理を図 ４ に示す。

いずれも18F 半減期（109.8分）を元に同一時刻

コルクは18F-FDG の吸着というよりは滴下したに減衰補正し，溶液除去後および洗浄後の放射線18量を初期スポットサンプルの放射線量で除して，できなかった。コルクを除く素材はいずれも滴下各素材への吸着率（％）とした。

した放射性溶液を目視確認で十分除去できたよう

F-FDG 溶液全てが吸収され，ピペットで回収がに見えるが，放射線の測定結果では10～30% の吸4 ．結果
4.1着があることが判明した。PP とシリコン塗布 PP

18F-FDG 吸着実験の比較では，シリコン塗布タイプは PP より初期18各検討素材への F-FDG の吸着についての結果

図４

吸着率が高いが，各溶液の共洗いによる洗浄効果

18F-FDG 吸着検討結果
サンプル除去後（上），洗浄後（下）Vol. 73, 2023

95 ．考察（除去率）が高い。
コルクには18F-FDG 溶液と同様に生理食塩水も吸収されてしまい，洗浄できたとは言い難い。

コルクのように表面に凹凸や細孔が多く，溶液自体を吸収するような素材は，除去や洗浄が出来ないため，放射性薬剤どころか薬剤を取り扱う操184.2－

F-F 吸着実験作に用いることは不適切である。

各検討素材への18F-F－の吸着についての結果を
図 ５ に示す。

全ての素材において，目視確認で溶液除去が出来ていても放射能としての吸着があるとの結果か

18F-FDG の結果と同様に18F-F－溶液サンプルはコルクに溶液全てが吸収され，ピペットで回収がら，放射性薬剤の取り扱いにおいては目視確認より線量測定が有効（必要）であると言える。

できなかった。全体的には18F-FDG の検討素材へ一部の薬剤と洗浄による除去効果の関係から，の吸着と類似した傾向が見られたが，一般的な化標識合成装置上等で洗浄（共洗い）操作を入れる学物質の吸着が低い PTFE に対しては18F-FDG 溶べき工程の参考情報を得られた。

18－液より F-F イオンではその化学特性効果が低い18（吸着率がやや高い）結果となった。

F-FDG においては生理食塩水に溶解させてい洗浄用アセトニトリルもコルクに吸収されてし10るため，撥水性が寄与していると考えられる。
18F-F－イオンのアセトニトリル溶液でも共洗い操まい，洗浄できたとは言い難い。

図５

PTFE は 全 体 的 に 吸 着 率 が 低 か っ た が，

18F-F－吸着検討結果
サンプル除去後（上），洗浄後（下）Tracer作の吸着率低下が観察できており，合成装置上の溶液移動などに用いるチューブ類を置き換えることで収率向上の可能性があると考える。

したいと考えている。
本報告に用いた手法により，各種素材に対する放射性薬品の吸着評価が可能であるが，実際の放その他のフッ素樹脂系での検討も興味深いが，射性医薬品濃度はこの数百から数千倍の高放射線部品製造の可否や耐薬品性，耐熱性，耐久性，コ量であり，同様の結果が出るのかは興味深い。しストなどが問題となってくる。

かしながら，高線量下でのサーベイメータの窒息，十分に遮蔽しての操作が必要であり，測定方

6 ．結論

法の他，遮蔽壁 , マニピュレータの使用などの工吸着の原因については，表面状態による物理吸夫が必要である。

着や静電気的吸着が考えられる。
表 面 状 態 に よ る 物 理 吸 着 つ い て は 18F-FDG，18

謝辞

F-F－イオン共にコルクに吸収された点から作用

本研究の実施にあたり，施設の利用や薬剤の譲があることは明らかであるが，シリコン塗布した渡譲受のご許可およびご助言をいただきました医

素材ではシリコン樹脂によって生じた表面の凹凸

学部放射線医学教室主任教授（アイソトープ総合に溶液が吸着すると考えられる。一方，このシリセンター分館長）の長縄慎二先生，総合保健学専

コン塗布において洗浄による脱離効果も高く，共攻バイオメディカルイメージング情報科学教授の洗いなどを取り入れることで最終的な吸着は低減

加藤克彦先生，医学部附属病院診療放射線技師長できる。の阿部真治先生，アイソトープ検査室副診療放射18－静電気的吸着として，検討した F-F イオン線技師長の山下雅人先生に心より感謝します。

は，本来，通常の19F-F－イオン単体と大きく性質は変わらないと考えられるが，液移送時に多用す

参考文献

るガラスバイアルやニトリルキャップへの吸着も1 ）T. Inagaki, H. Yamaguchi, Y. Asano, K. Kato,

観察でき，放射性薬剤の標識原料としてクリプト

J Nucl Med., 2022, 63 (supplement 2) 4121.

フィックス - フッ化カリウム（KF）と包摂化して2 ）T. Inagaki, H. Yamaguchi, N. Fujita, Y. Asa-

いるため，電荷が複雑なことが起因していると予

no, S. Abe, K. Kato, 13th Congress of the

想される。

World Federation of Nuclear Medicine and

薬剤の種類によっては疎水相互作用，蛋白質薬Biology (WFNMB) 2022.

剤を介しての錯体形成などが素材によって影響す3 ）山口博司，藤田尚利，櫻木庸博，山城敬一，る可能性が考えられる。また，今回の報告は水溶中村嘉行，日本フッ素化学会 フッ素化学討論性が高い薬剤であったが，脳機能イメージング剤会2022，講演要旨集（0-22），49-50.のような脂溶性の高い薬剤についての検討も追加

Vol. 73, 2023

11