クランプオン AC/DC ハイテスタ

3290, 3290-10
CLAMP ON AC/DC HiTESTER 3290, 3290-10

現場測定器

DC, 1Hz 〜 電流計測・積算機能充実
選べるセンサ 3 種類（20A, 200A, 2000A レンジ）
選べる測定方式（DC, AC+DC, AC, PEAK）
選べる記録出力（実効値、波形、周波数、積算値）
選べる応答性（測定応答時間を 3 段切替）
フィルタ機能（fc=550Hz 不要な高調波カット）
3290-10 機能

電流積算測定（DC は極性別積算対応）
稼働時間・稼働率測定

車載測定などに便利なセンサ分離形＊コード延長 最大 100 ｍ可能

φ 35mm
100A

9691 仕様（100A 定格）●導体位置の影響 : ± 1.0% 以内●外部磁界の影響 : 0.5A 相当以下
（400A/m の外部磁界にて）●外形寸法 : 約 53 Ｗ× 129 Ｈ× 18 Ｄ mm
●質量 : 約 230g

φ 33mm
200A9692 仕様（200A 定格）●導体位置の影響 : ± 0.5% 以内●外部磁界の影響 : 0.7A 相当以下

防塵キャップ付で埃に強い！

（400A/m の外部磁界にて）●外形寸法 : 約 62 Ｗ× 167 Ｈ× 35 Ｄ mm
●質量 : 約 410g

φ 55mm2000A9693 仕様（2000A 定格）●導体位置の影響 : ± 0.7% 以内●外部磁界の影響 : 2.0A 相当以下
（400A/m の外部磁界にて）●外形寸法 : 約 62 Ｗ× 196 Ｈ× 35 Ｄ mm
●質量 : 約 500g

センサ共通仕様●コード長 : 2m ●最高使用回路電圧 : 600V ●適合規格 : 安全性 : EN61010, CAT III
600V, 汚染度 2, EMC: EN61326

1■ 電流測定の基本機能充実 3290
直流、交流、ひずみ波形など電流測定に必要な機能を 1 台に。
電流レンジ構成表 (3290, 3290-10 共通）
使用センサ

周波数帯域

定格入力

測定レンジ

9691

DC ~10kHz(-3dB)

100Arms
150Apeak200.0A ※9692

DC ~20kHz(-3dB)

200Arms
300Apeak200.0A

9693

DC ~15kHz(-3dB)

2000Arms
2840Apeak

20.00A
20.00A
200.0A
2000A

一括収納できる携帯用ケース 9400

（オプション）

最大表示
通常測定

25.00A

ピーク測定

50.0A

100mV/A

50.0A

100mV/A

500A

10mV/A

105.0A

150.0A

210.0A

300.0A

2100A

3000A

25.00A
250.0A

出力端子電圧10mV/A

10mV/A

1mV/A※ 9691 は定格により 100A までの測定になります◆充実した機能○ AC+DC 測定により、全波 / 半波整流波形やインバータ電流など 1Hz 〜真の実効値測定できます○ ピーク測定より、電気機器始動時の突入電流の波高値を測定できます○ 最大・最小・平均値測定により、負荷変動の激しいラインの電流変化を簡単に測定できます○ 波形・実効値の同時出力により、実効値、波形、周波数変動が記録計で組み合わせ記録できます○ 測定応答時間切替により、負荷の電流変化にあわせて測定器の応答性を設定できます○ ローパスフィルタ (fc=550Hz) により、不要な高調波電流やノイズをカットして測定できます[AC+DC モード ] 測定で正確な実効値が測定ができます

クランプ電流センサ - 温度特性
感度の温度特性の一例

直流 , 交流重畳波形

ゼロ点の温度特性の一例（9693 センサ）

0.0 A
半波整流波形
0.0 A
全波整流波形＊センサ内部に使用している電流検出用ホール素子にはゼロ点の温度特性に固有差（バラツキ）があります

0.0 A、低周波電流の測定解析力アップ！
■インバータモータ制御など 1Hz 〜の電流を測定できます。
インバータ・モータ等の電流波形と実効値を同時記録。さらに、機器の制御信号と同時記録で製品開発時の評価／解析に、機器のメンテナンスに最適です。
＊波形と実効値の同時記録可能 (MON&REC)

実効値電流記録 (REC)

制御信号記録動作時の半波整流波形 (MON)

録計

対応の記

PC カードヘアードライヤー消費電流記録

現場で PC カードにデータ保存。
事務所に帰りパソコンでデータ解析・管理ができます。

電流記録＊ 3290 のフィルタ機能 "ON”で基本波成分を記録

2■ 電流積算の機能充実 3290 -10
バッテリーの充電 / 放電容量、交流電流積算、繰返し積算測定など積算機能が充実。
さらに、負荷の稼働状況が分かる " 稼働時間測定や稼働率表示 " 機能を搭載。

◆充実した機能○ 極性別電流積算により、バッテリーの充電 / 放電容量を 1 台で測定できます（正 / 負 / 総合積算値）○ 稼働時間 / 稼働率表示により、負荷の稼働状況を測定できます（しきい値設定可能）○ 極性別ピーク電流表示により、バッテリーなどの充電 / 放電ピーク電流が 1 台で測定できます○ 繰り返し測定＆データ保存により、最大 20 回までの繰り返し測定とデータを保存ができます○ 時間内平均値表示により、積算時間内の平均値を表示できます（繰り返し測定時も対応）○ DC 外部電源対応により、バッテリー電源による長期測定に対応できます
電流積算レンジ構成表
使用センサ

電流レンジ

9691/9692

20A
200A ※9693

2000A＊最大積算時間：2000 時間まで
積算レンジ (5 レンジ )測定範囲10.000Ah~100.00kAh

100.00Ah~1000.0kAh

200A

100.00Ah~1000.0kAh
1000.0Ah~10000kAh

0~±210.0kAh (9691)
0~±420.0kAh (9692)
0~±4200kAh

便利な繰り返し測定機能
設定したインターバル時間の積算測定を最高 20 回まで繰り返し連続測定します。
各回の積算値 / 時間内数値（最大 / 最小 / 平均 / ピーク値）/ 稼働時間 / 稼働率の各データは内部メモリに保存されます。保存データは任意に呼び出して確認できます。

※ 9691 は定格により 100A までの測定になります

DC 負荷電流測定イメージ++ ピーク値

プラス積算
稼働時間
電流しきい値設定

0.0 A
稼働時間 A

マイナス積算- ピーク値

稼働時間 C

稼働時間 E

非稼働時間 B-

非稼働時間 D

全測定時間 (A+B+C+D+E)

トータル積算値＝プラス積算値 + マイナス積算値

全測定時間：Z=(A+B+C+D+E)
稼働時間 ：A+C+E
稼働率 (%) ：(A+C+E)/Z × 100( 最大 20 回まで繰り返し測定可能）

3290/3290-10 機能比較表
仕様

電流測定機能積算測定機能稼働率測定機能
周波数測定機能

測定方式切替
ピーク値表示最大 / 最小値表示
AC フィルタ機能
DC フィルタ機能
AC, DC 分離出力機能
出力（端子 1）出力（端子 2）
タイマ設定
経過時間表示時間内平均値表示
出力（端子 1）出力（端子 2）
稼働率
稼働時間測定レンジ設定
出力（端子 1）出力（端子 2）

データメモリ機能
バーグラフ表示機能
表示更新レート
測定応答時間切替
電源対応

32903290-10DC / AC+DC / AC(RMS / MEAN)
DC / AC+DC / AC(RMS)
絶対値を表示（波形ピークの絶対値）
極性別に表示（波形の±ピーク値、DC モード時）
最大 , 最小 , 平均値と測定経過時間表示
最大 , 最小値（AC, AC+DC モード時）
AC, AC+DC モードにて、フィルタ (fc=550Hz) の ON/OFF
DC, AC+DC の波形出力時にフィルタ (fc=1Hz) の ON/OFF
DC の波形出力時にフィルタ (fc=1Hz) の ON/OFF
AC 成分 , DC 成分のみをそれぞれ分離して出力電流波形 (2V/ レンジ ) / 電流実効値 (DC2V/ レンジ ) 切替
電流実効値 / 電池消耗警告切替
電流積算値 (+/-/トータルから選択、DC1V/ レンジ）
1 分〜 99 時間 59 分（20 回まで繰返し測定可能）
時：分（ 最 大 2 0 0 0 時 間 ）平均値＝積算値/ 積算時間
電流波形 / 電流実効値切替
電流積算値 (+/-/トータルから選択、DC1V/ レンジ）
稼働率＝稼働時間 / 全測定時間
稼働時間を表示 時：分（ 最 大 2 0 0 0 時 間 ）オートレンジ / マニュアル
オートレンジ
周波数値 (DC1V/ レンジ）
電流実効値-

ピーク , 最大 , 最小 , 平均値 , 積算値 , 稼働時間 , 稼働率

DC センターゼロ時バーグラフを 10 倍拡大表示可能
メモリしたデータ番号を表示
N: 2 回 / 秒 , F: 4 回 / 秒（3290-10 は 10 回 / 秒）, S: 1 回 /3 秒 ＊ 3290-10 の DC モードは 1 回 / 秒
F: 0.2sec, N: 0.8sec, S: 8sec 切替＊1
電池 , AC アダプタ
電池 , AC アダプタ , 外部バッテリ (DC8.4 〜 15.6V)＊1：外部バッテリ用電源コードは、お客様にて作製いただくか、特注対応 ( コード長 2m) にてお受けいたします。

33290, 3290-10 仕様（確度保証は 23℃± 5℃ , 80％ rh 以下 , 結露なきこと）■ 確度保証期間 : 1 年
3290+9691, 9692 組み合せ確度
測定周波数 f
DC
1 ≦ f ＜ 10Hz
10 ≦ f ＜ 45Hz
モード
レンジ
応答時間設定± 1.3%rdg. ± 10dgt.
20.00A
——DC—± 1.3%rdg. ± 5dgt.
200.0A ※—FAST—± 1.3%rdg. ± 12dgt.
20.00A
NOMAL±2.0%rdg.
±8dgt.
(AC+DC 設定時のみ )± 1.3%rdg. ± 8dgt.
AC+DCSLOW(AC+DC,SLOW 設定時のみ )FAST—AC RMS—± 1.3%rdg. ± 7dgt.
200.0A ※NOMAL± 2.0%rdg. ± 3dgt. ± 1.3%rdg. ± 3dgt.
(AC+DC 設定時のみ )(AC+DC,SLOW 設定時のみ )SLOWAC MEAN 20.00A————(3290 のみ )200.0A ※45 ≦ f ≦ 66Hz

66Hz ＜ f ≦ 1kHz——± 1.3%rdg. ± 8dgt.

± 1.3%rdg. ± 3dgt.

± 2.3%rdg. ± 8dgt.
(9691：500Hz までﾞ )± 2.3%rdg. ± 3dgt.
(9691：500Hz まで )± 1.3%rdg. ± 8dgt.
± 1.3%rdg. ± 3dgt.

± 2.3%rdg. ± 8dgt.
± 2.3%rdg. ± 3dgt.

※ 9691 は定格により 100A までの測定になります

3290+9693 組み合せ確度
モード
レンジ
応答時間設定200.0A
—
DC
2000A
FAST
200.0ANOMAL
AC+DCSLOWFASTAC RMS
2000A
NOMAL
SLOW
200.0AAC MEAN—(3290 のみ )2000A
周波数レンジ（確度範囲）

最大表示10.00Hz (1.00 〜 12.50Hz)

12.50Hz100.0Hz (10.0 〜 125.0Hz)

125.0Hz

1000Hz (100 〜 1000Hz)

1000HzDC± 1.8%rdg. ± 10dgt.
± 1.8%rdg. ± 5dgt.

1 ≦ f ＜ 10Hz

測定周波数 f
10 ≦ f ＜ 45Hz

45 ≦ f ≦ 66Hz

66Hz ＜ f ≦ 1kHz————

± 1.8%rdg. ± 12dgt.

—± 3.0%rdg. ± 8dgt.

± 1.3%rdg. ± 8dgt.

± 2.3%rdg. ± 8dgt.

± 2.3%rdg. ± 3dgt.

± 2.3%rdg. ± 3dgt.

± 1.3%rdg. ± 8dgt.
± 1.3%rdg. ± 3dgt.

± 2.3%rdg. ± 8dgt.
± 2.3%rdg. ± 3dgt.

(AC+DC 設定時のみ )± 1.8%rdg. ± 7dgt.
(AC+DC 設定時のみ )—(AC+DC,SLOW 設定時のみ )± 2.3%rdg. ± 8dgt.
——± 3.0%rdg. ± 3dgt.

± 2.3%rdg. ± 3dgt.

——(AC+DC,SLOW 設定時のみ )—確度± 0.3%rdg. ± 1dgt.
± 1.0%rdg. ± 1dgt.

■付属機能●ゼロ調整 (DC, AC+DC 時 ) ●データホールド●設定保存機能: 設定条件を保存●キーロック●バッテリチェック●オートパワーオフ :キー操作後約 10 分後 , ブザー警告有り●ブザー音 : ON ／ OFF●温度特性 : 0.1 ×確度仕様／℃ (0 〜 40℃において )●機能表示 : バーグラフ (21 セグメント ), オーバーレンジ (O.L.) , 電池消耗警告(B), ホールド (HOLD), オートパワーオフ (APS)●測定応答時間切替 : (1)FAST(0.2 秒 ) : 45Hz 以上時 (2)NORMAL(0.8 秒 ) :10Hz 以上時 (3)SLOW(8.0 秒 ) : 1Hz 以上時＊入力 : 0% → 90%, 100% → 10% 変化にてアナログ出力値が安定する時間、AC(RMS)
および AC+DC 設定時●表示更新レート : (1)NOMAL : 2 回 / 秒 (2)SLOW : 1 回 /3 秒(3)FAST : 4 回 / 秒（3290-10 は 10 回 / 秒） (4) バーグラフ表示 : 4 回 / 秒●ゼロサプレス : 5 カウント
●レンジ切替 : オート／マニュアル●クレストファクタ : 2.5 以下または接続センサのピーク値以下●出力インピーダンス : 100 Ω以下

3290-10 仕様
積算値表示
測定時間
出力端子電圧確度
電流の測定確度± 1dgt.
1 時間で誤差± 0.2 秒以内（23℃にて）表示確度± 2mV

●出力レート :(1) 電流実効値 (REC_A) : DC2V/ レンジ (2) 電流波形 (MON) : 2V/ レンジ(3) 周波数 (REC_Hz)*1 : DC1V/ レンジ (*1 : 3290 のみ )出力端子組合せ (OUT1&OUT2*2):(1) 電流波形 (MON / MON.FL*1) ＆電流実効値 (REC)(2) 電流波形 (MON / MON.FL*1) ＆電池消耗検出 (B.Lo)(3) 電流実効値 (REC) ＆電池消耗検出 (B.Lo)(4) 周波数 (REC) ＆電流実効値 (REC)(3290 のみ）*1：MON.FL は fc=1Hz ﾌｨﾙﾀｰ "ON" 設定*2：3290-10 の OUT2 は全て積算値 (Ah)、プラス / マイナス /トータル値から選択●使用温湿度範囲 : 0 〜 40℃ , 80％ rh 以下（結露しないこと）●保存温度範囲: -10 〜 50℃（結露しないこと）●使用場所 : 高度 2000m まで 屋内●電源 : 単 3 型アルカリ乾電池 (LR6) × 4 または AC アダプタ、3290-10 は外部電源 (DC8.4 〜 15.6V) 対応●最大消費電力 : 500mVA（電池使用時）●電池寿命 : 約 22 時間（連続使用時）●適合規格 安全性 , EMC: EN61010, EN61326, EN61000-3-2, EN61000-3-3●外形寸法・質量 : 約 155W × 98 Ｈ× 47Dmm, 約 545g
●付属品
: 吊りバンド × 1、単 3 型アルカリ乾電池 (LR6) × 4■中間ケーブル作製をお受けいたします
標準 2m のケーブル長のクランプオンセンサと 3290 の間に挿入して使用します。（作製可能長：5, 10, 20, 30, 50, 100m）
価格 5m：税込￥7,612、10m：税込￥8,925、20m：税込￥11,550、30m：税込￥14,175、50m：税込￥19,425、100m：税込￥32,550■価格
クランプオン AC/DC ハイテスタ 3290 ￥54,800（税込￥57,540）
クランプオン AC/DC ハイテスタ 3290 -10 ￥68,800（税込￥72,240）
クランプオン AC/DC ハイテスタ 3290, 3290-10 本体のみでは測定はできません。別売のクランプオン AC/DC センサ（9691/9692/9693 のいずれか）もお買い求めください。

●組み合わせ価格例（本体 + クランプセンサ）

3290 ＋ 9691(100A) ＝税込￥86,940
3290 ＋ 9692(200A) または 9693(2000A) ＝税込￥96,390■オプション

クランプオン AC/DC センサ 9691 (100A) ￥28,000（税込￥29,400）
クランプオン AC/DC センサ 9692 (200A) ￥37,000（税込￥38,850）
クランプオン AC/DC センサ 9693 (2000A) ￥37,000（税込￥38,850）
AC アダプタ 9445-02￥5,800（税込￥6,090）
AC アダプタ 9445-03 (EU)￥6,800（税込￥7,140）
出力コード 9094
￥1,200（税込￥1,260）
携帯用ケース 9400
￥6,800（税込￥7,140）
変換アダプタ 9199 (BNC- バナナメス）￥3,500（税込￥3,675）■ご購入時に成績表および校正証明書を希望されるお客さまは、別途ご発注をお願いいたします。

北関東（営）TEL 048-266-8161 FAX 048-269-3842〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-23-24

お問い合わせは…

横 浜（ 営 ）TEL 045-470-2400 FAX 045-470-2420〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-13-6

静 岡（ 営 ）TEL 054-254-4166 FAX 054-254-3160〒420-0054 静岡市葵区南安倍 1-3-10

本（営）TEL 052-702-6807 FAX 052-702-6943
社 TEL 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559 名古屋〒386-1192 長野県上田市小泉 81〒465-0081 名古屋市名東区高間町 22（ 営 ）TEL 06-6380-3000 FAX 06-6380-3010
東 北（ 営 ）TEL 022-288-1931 FAX 022-288-1934 大 阪〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-17-26（ 営 ）TEL 082-879-2251 FAX 082-879-2253
長 野（ 営 ）TEL 0268-28-0561 FAX 0268-28-0569 広 島〒386-1192 長野県上田市小泉 81（ 営 ）TEL 092-482-3271 FAX 092-482-3275
東 京（ 営 ）TEL 03-5835-2851 FAX 03-5835-2852 福 岡〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-3-3■修理・校正業務のご用命は弊社まで… JCSS 認定登録事業者〒731-0122 広島市安佐南区中筋 3-28-13〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-19〒 386-1192 長野県上田市小泉 81
TEL 0268-28-0823 FAX 0268-28-0824※このカタログの記載内容は 2008 年 10 月 31 日現在のものです。 ※本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが、ご了承願います。
※お問い合わせは最寄りの営業所または本社販売企画課（TEL 0268-28-0560 FAX 0268-28-0569 E-mail : info@hioki.co.jp）までお願いいたします。
※ 輸出に関するお問い合わせは外国営業課（TEL 0268-28-0562 FAX 0268-28-0568 E-mail : os-com@hioki.co.jp）までお願いいたします。

3290J5-8XE