福 祉 用 具・介 護ロボットの 開 発 と 普 及 ２０２０

福祉用具・介護ロボットの開発と普 及 2 020

厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare

令和3年３月
厚生労働省

令和3年3月

厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfareはじめ に
日本の高齢化は世界に例を見ない速度で進行しており、介護人材不足が大きな課題となっている。介護分野の人材を確保する一方で、限られたマンパワーを有効に活用する解決策の一つとして、高齢者の自立支援を促進し、質の高い介護を実現するためのロボット技術を用いたAI・ICT等の活用が期待されている。
厚生労働省では平成23年度「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業」（以下、「実用化支援事業」）を創設し、公益財団法人テクノエイド協会に委託し事業に取り組んできた。翌年11月には厚生労働省と経済産業省によって「ロボット技術の介護利用における重点分野」を策定し、ロボット技術を活用した福祉機器開発の促進に努めてきたところである。
現在では、福祉用具・介護ロボット（以下、「介護機器」）の介護現場における利用は、さまざまな分野で主体的に取り組まれており、今後さらに介護機器の活用を推進するためには、介護現場のニーズを踏まえた介護機器の開発、介護現場への介護機器の周知・体験機会の創出、介護機器を活用した介護技術・業務改善方法の構築、開発・導入・普及・活用それぞれの段階で必要な取り組みを実施していくことが重要である。
とりわけ令和2年度においては、新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、介護現場における非接触型に特化した機器の開発など、社会情勢に合わせた取り組みも行われたところである。
本書は、実用化支援事業の一環として実施した「開発企業」と「介護現場」を繋げる事
業の他、試用貸出可能な実用化された機器について情報を取りまとめたものである。
具体的には、開発コンセプト段階の機器から実用化手前の機器において、専門職からのアドバイスやモニター手法および、その結果を示しており、今後、本分野に参入する企業等への一助となるよう情報を収録している。
さらに、実用化された機器においては、試用貸出の情報を掲載し、介護施設等へ導入の後押しとなるような情報をまとめている。
本書が介護機器の実用化支援に資するよう活用いただければ幸いである。
令和3年3月
厚生労働省（公益財団法人テクノエイド協会）

1福祉用具・介護ロボットの開発と普及2020
もくじはじめに....................................................................................... P1
案件番号：02-A05

移動支援

第1章 ‌令和2年度 モニター調査事業等の概要 P8
1. 目的........................................................................................ P8

空気圧人工筋肉を搭載した腰部補助スーツ開発のための介護職員からの意見の聞き取り

腰部補助スーツ
株式会社コガネイ .................................................................P20

2. 募集対象となる介護ロボット等.............................................. P9
3. 各種事業の概要..................................................................... P9
4. 介護ロボット等試用貸出事業の実施....................................P13

その他

案件番号：02-A06

AI 搭載自律走行ロボットの新機能の介護施設における有用性を調査

第2章 介護現場と開発企業の意見交換実施事業 
P16
見守り支援（排便予測）........................................................................P21

特殊寝台

案件番号：02-A07

体位変換サポートシステム開発のための介護業務実態の把握開発のための意見交換

介護log 2（仮称）

体位変換サポートシステム

株式会社リキッド・デザイン・システムズ.................................P16

案件番号：02-A02

株式会社プラッツ ..................................................................P22

移乗支援

案件番号：02-A08

音を3D 映像化して行動分析を行う技術の介護分野への活用

立ち上がり補助機能付き歩行車のモーターを活用した

AAS（Acoustic Area Scanner）
音による空間認識

移乗用リフト開発における意見交換（仮称）
フローラ・リフト

シェルエレクトロニクス株式会社

株式会社熊谷組

見守り支援..........................................P17

案件番号：02-A03

機能訓練支援....................................................................P23

案件番号：02-A09

見守りシステムのターゲット設定とベネフィット訴求の

リハビリ訓練を目的とした体重免荷式歩行車への絞り込み機能追加の検証

見守り支援システム（ベッド内蔵タイプ）

トレッドミル対応フローラ

株式会社プラッツ ..................................................................P18

株式会社熊谷組

機能訓練支援2

丸文株式会社

案件番号：02-A01

独自のバイタルセンサー技術を使った介護業界向け製品の見守り支援

見守り運搬兼除菌ロボット Aeolus（アイオロス）

案件番号：02-A04

機能訓練支援....................................................................P24

案件番号：02-A10

対麻痺者用歩行補助ロボットのリハビリ訓練を目的とした体重免荷式歩行車の高齢者の歩行訓練への使用展開に向けた意見交換

規格変更に向けた意見交換

高齢（虚弱）者用歩行訓練ロボット（仮称）小型歩行器式フローラ

アスカ株式会社

株式会社熊谷組.....................................................................P19....................................................................P25

第3章

試作機器へのアドバイス支援
事業 
P26

速度・歩幅など歩行に関する値を測定する機器の移乗支援

案件番号：02-B01

歩容測定ツール AM Unit

立ち座りをサポートするパワーアシストチェアについて

その他

案件番号：02-B09

導入による業務効率化の調査
リーフ株式会社.....................................................................P32

介護現場からのアドバイス

パワーアシストチェアEL
株式会社アイケアラボ ..........................................................P26

その他

案件番号：02-B10

車椅子による廃用症候群を予防する筋力維持訓練機器の評価

SKIP ROBO（スキップロボ）
機能訓練支援案件番号：02-B04

有限会社京和工業................................................................P33

運転基礎能力リハビリサポートシステムタブレット版の検証とアドバイス

タブレット版「運転基礎能力トレーニング」システム
株式会社PRIDIST...............................................................P27

案件番号：02-B11

入浴支援

ベッドの上で入浴が、いつでもできる機器の開発のための検証

寝たままで、
移乗せずに、
何時でも、
ベッドの上で入浴
その他

案件番号：02-B05

ベッドの上で入浴企画株式会社............................................P34

持ち運び可能なバッグ型除菌機器の福祉・介護分野における感染症対策としてのニーズ調査

除菌バック

案件番号：02-B12

服薬支援

歯っぴー株式会社.................................................................P28

服薬忘れ防止をサポートする機器の開発のためのアドバイス

服薬サポートシステム「のめ太くん」
ニプロ株式会社
移乗支援.....................................................................P35

案件番号：02-B06

介護作業における腰部負担の軽減を目的とする
パワーアシストスーツの装着体験調査

その他

J-PAS fleairy

体位変換・おむつ交換介助時の身体的負担を軽減する機器の株式会社ジェイテクト ............................................................P29

開発のための意見収集

案件番号：02-B13

体位変換装置
船井電機株式会社
その他................................................................P36

案件番号：02-B07

熱中症対策機器の介護・福祉分野での展開を検討

身体冷却システム
株式会社鎌倉製作所

COOLEX（クーレックス）.............................................................P30

見守り支援

案件番号：02-B14

睡眠状態や生活状況をモニタリングするセンサー
開発・普及のためのヒアリング調査

眠り解析センサーM-Sleep
その他

案件番号：02-B08

フランスベッド株式会社........................................................P37

コンパクトな体圧減圧・体位変換シートの有効性、対応可能分野の検討

体圧減圧・体位変換シート

見守り支援

有限会社小池経編染工所

AI 搭載自律走行ロボットの利便性向上のための意見確認.....................................................P31

案件番号：02-B15

見守り運搬兼除菌ロボット Aeolus（アイオロス）
丸文株式会社........................................................................P38

3

第4章 介護ロボット等モニター調査
事業 
P40
見守り支援

案件番号：02-C01

独自の画像認識技術による見守りシステムの案件番号：02-C15

移乗支援

動力不要、軽量ジャケットタイプのアシストスーツによる腰への負担軽減効果の検証

アシストスーツ「サポートジャケット」
ユーピーアール株式会社......................................................P58

夜間帯介護業務での試用検証

みまもりCUBE Plus ―システムLight―
株式会社ラムロック ...............................................................P40

案件番号：02-C16

入浴支援

在来浴室の浴槽に設置可能な入浴リフトによる介助動作の負担度調査
排泄支援

案件番号：02-C02

被介護者の排泄の通知と記録を行うシステムの試用評価

wellsリフトキャリー WLC-Z
積水ホームテクノ株式会社...................................................P60

おむつモニター（排泄通知システム）株式会社エフエージェイ .......................................................P42
案件番号：02-C18

機能訓練支援

足首運動器具による転倒予防効果の検証
その他

転倒予防に役立つ足首運動リハビリ器具「足上げ君」

案件番号：02-C06

福祉・介護分野における口腔機能向上への貢献度を調査

工房SERA............................................................................P62

見守り支援

案件番号：02-C20

染め出しライト
歯っぴー株式会社.................................................................P44

遠隔見守りシステムの在宅介護事業者と利用者家族による
その他

評価調査

案件番号：02-C07

自動体位変換マットレスの床ずれ防止効果

まもる～のHOME

および介護者と被介護者の負担軽減効果検証

株式会社まもるーの体位変換エアマットレス
ここちあ利楽flow（ここちありらくフロー）
パラマウントベッド株式会社

その他..................................................P46

案件番号：02-C09.............................................................P66

第5章 実用化された福祉用具・
介護ロボット 

P68

移乗支援

特殊生地で摩擦軽減し体位変換しやすく

HAL® 腰タイプ介護・自立支援用

褥瘡予防効果のあるシーツの試用調査

CYBERDYNE株式会社......................................................P68

プレベンティブシーツ／タフスライディングパッド
有限会社ホームケア渡部建築..............................................P50
移乗支援

レイボ エクソスケルトン
排泄支援

案件番号：02-C10

株式会社加地........................................................................P69

ウェアラブル・センサによる排泄検知システムの有用性確認と製品改良

AiservTM 排泄検知システム
新東工業株式会社................................................................P54

移乗支援

リショーネPlus
パナソニックエイジフリー株式会社

移乗支援

案件番号：02-C12

独自形状スライディングボードの
高齢者施設における有用性調査

せき損式スライディングボード「つばさ」
株式会社ジェら－トアイらンド（旧 株式会社E&I） .................P564......................................P70

移乗支援

移乗・移動ロボット Keipu（ケイプ）株式会社日立システムズ／株式会社アイザック . .................P71

移乗支援（非装着型）

見守り支援

ロボヘルパー SASUKE
マッスル株式会社..................................................................P72

画像認識搭載の見守りシステム
みまもりCUBE -システムLight株式会社ラムロック ...............................................................P82

移乗支援

せき損式スライディングボード「つばさ」Mサイズ
株式会社ジェら－トアイらンド（旧 株式会社E&I） .................P73

見守り支援

睡眠見守りシステム みまもりずむ
株式会社中日諏訪オプト電子...............................................P83

移乗支援

せき損式スライディングボード「つばさ」Lサイズ
株式会社ジェら－トアイらンド（旧 株式会社E&I） .................P74

見守り支援

見守りシステムSAN フラワー×ヘルシーライフ（認知症高齢者見守りシステム）加藤電機株式会社................................................................P84

移乗支援

免荷式リフト POPO（ポポ）株式会社モリトー..................................................................P75

見守り支援

シルエット見守りセンサ
キング通信工業株式会社......................................................P85

排泄支援

排尿予測デバイス DFree
トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社..................................P76

見守り支援

高齢者向け見守りシステム 見守りライフ
トーテックアメニティ株式会社..............................................P86

排泄支援

ラップポン・ブリオ やわらか便座タイプ
日本セイフティー株式会社...................................................P77

見守り支援

見守りケアシステムM2
フランスベッド株式会社........................................................P87

排泄支援

排便姿勢保持機器 トイレでふんばる君
株式会社ピラニア・ツール.....................................................P78

見守り支援

体動検知マットセンサ
株式会社アートデータ ..........................................................P88
見守り支援

ベッド内蔵型見守りセンサー「i サポート搭載」X シリーズ
シーホネンス株式会社..........................................................P79

見守り支援

介護スタッフサポートサービス「エルミーゴ Ⓡ」
株式会社NTT データ ...........................................................P89

見守り支援

離床・見守りセンサー（ナースコール連動タイプ）
株式会社メディカルプロジェクト ...........................................P80

見守り支援

見守り介護ロボット ケアロボ
株式会社テクノスジャパン ....................................................P90

見守り支援

リコー みまもりベッドセンサーシステム
リコージャパン株式会社.......................................................P81

5

見守り支援機能訓練支援予測型見守りシステム Neos+Care（ネオスケア）

歩行リハビリ支援ツール Tree

ノーリツプレシジョン株式会社

リーフ株式会社..............................................P91

見守り支援..................................................................P100

機能訓練支援【ナースコール連携】離床・バイタル感知
見守りセンサー

歩行評価インソール PiT Care（ピットケア）
リーフ株式会社..................................................................P101

株式会社ミオ・コーポレーション ............................................P92
機能訓練支援
見守り支援

非接触型見守りセンサー
コアフューテック株式会社

e 伝之介くん....................................................P93

見守り支援

機能訓練・自動記録・自動レポート作成アプリ
モフトレ
株式会社Moff....................................................................P102

服薬支援®

Sensing Wave 介護・睡眠見守りシステム

服薬ロボくん凸版印刷株式会社................................................................P94

株式会社アートデータ .......................................................P103

見守り支援

認知症セラピー支援

smart Robo

メンタルコミットロボット パロ

株式会社アラソフトウェア .....................................................P95

株式会社知能システム .......................................................P104

入浴支援

口腔ケア支援ピュアット

楽のみ進化形sakura

株式会社金星........................................................................P96

機能訓練支援一般社団法人TME............................................................P105

コミュニケーション支援

対麻痺者用歩行補助ロボット WPAL-G

RICANUS -リカナス- Windows 版

アスカ株式会社

株式会社デジタリーフ .......................................................P106.....................................................................P97

機能訓練支援その他

こいじゃる！
株式会社AKシステム ............................................................P98

コミュニケーションロボット

音声認識コミュニケーションロボット
Chapit（チャピット）株式会社レイトロン ............................................................P107

機能訓練支援6

転倒予防に役立つ足首の運動リハビリ器具
足上げ君

見守り支援会話ロボット タピアポケット

工房SERA

株式会社MJI............................................................................P99

その他

コミュニケーションロボット.....................................................................P108

その他

介護側の介護負担軽減（利用者の自立支援および介護側からの促し）

赤ちゃん型コミュニケーションロボット スマイビ
株式会社東郷製作所

その他..........................................................P109

コミュニケーション促進

なでなでねこちゃん DX3（シャムちゃん・アメショーちゃん・ロシアンブルーちゃん）
トレンドマスター株式会社

その他..................................................P110

コミュニケーション促進

なでなでワンちゃん 秋田犬（HACHI）
トレンドマスター株式会社

その他..................................................P111

コミュニケーション促進

こんにちは赤ちゃん 男の子・女の子
トレンドマスター株式会社

その他..................................................P112

コミュニケーション

PALROビジネスシリーズ
高齢者福祉施設向けモデルⅢ
富士ソフト株式会社

その他.......................................................... P113

褥瘡予防

座・布団（座圧軽減クッション）
有限会社小池経編染工所..................................................P114

第6章 福祉用具・介護ロボット実用化
支援 過去の成果 
P116

7

第1章

令和2年度 モニター調査事業等の概要

1. 目的
本事業は、高齢者介護の現場において、真に必要とされる「福祉用具・介護ロボット」（以下「介護ロボット等」）の実用化を促す環境を整備し、企業による製品化を促進することを通じて、要介護者の自立支援や介護者の負担軽減を図ることを目的とした事業である。
使用する側の「ニーズ」と開発する側の「シーズ」をマッチングする取り組みとして、「介護現場と開発企業の意
見交換実施事業」「試作機器へのアドバイス支援事業」「介護ロボット等モニター調査事業」の3事業を行うこととした。

■事業の概要現状・課題【介護現場からの意見】【開発側からの意見】

・介護場面において実際に役立つ機器が・モニター調査に協力してくれるところが・どのような機器があるのか分からない
ない、役立て方がわからない
・事故について不安がある

ミスマッチ !!

・介護現場のニーズがよく分からない
見つからない・介護現場においては、機器を活用した介護に否定的なイメージがある

・介護ロボットを開発したけれど、使ってもらえないマッチング支援
介護現場のニーズに適した実用性の高い介護ロボットの開発が促進されるよう、開発の早い段階から現場のニーズの伝達や試作機器について介護現場でのモニター調査等を行い、介護ロボットの実用化を促す環境を整備する。

8

第1章

2. 募集対象となる介護ロボット等
以下の2要件をいずれも満たすもの。
◆目的要件（以下のいずれかの要件を満たす機器であること）
 心身の機能が低下した高齢者の日常生活上の便宜を図る機器
 高齢者の機能訓練あるいは機能低下予防のための機器
 高齢者の介護負担の軽減のための機器
 介護職員の間接業務を軽減するための機器

第2章◆技術要件（以下のいずれかの要件を満たす機器であること）
 ロボット技術（※）を適用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮する機器（※）①力センサーやビジョンセンサー等により外界や自己の状況を認識し、②これによって得られた情報を解析し、③その結果に応じた動作を行う 技術革新やメーカー等の製品開発努力等により、新たに開発されるもので、従来の機器では実現できなかった機能を有する機器
 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・標準化事業」において採択された機器

第3章

3. 各種事業の概要（1）介護現場と開発企業の意見交換実施事業
開発コンセプトの段階（実機不要）や開発中（試作段階）の介護ロボット等について、介護施設等での自由な意見交換を行い、当該機器等の課題や改良点および当該機器の効果的な活用方法等について話し合いを行う。

第4章【募集対象者】●開発コンセプトの段階（実機不要）や開発中（試作段階）にある介護ロボット等のメーカー●介護現場等での意見交換を通じて、開発機器のコンセプトの構築を図りたいメーカー●構想あるいは試作機器について、現場のアドバイスをもらいたいメーカー（2）試作機器へのアドバイス支援事業

第5章

開発中にある介護ロボット等または、上市して間もない（1年以内）介護ロボット等について、福祉用具や高齢者に係わる専門職等が試用等を行い、専門的なアドバイスを行うことにより、適用対象者の想定を行うとともに、真に必要とされる機能や性能の検討を行い、もって使用場面のニーズを的確に捉えた機器開発を促す。
【募集対象者】●開発中または、上市して間もない（1年以内）介護ロボット等があり、改良点や効果的な活用方法を検討したいメーカー●機器の対象者や適用範囲等を明確にしたいメーカー

第６章
9

第1章

令和2年度 モニター調査事業等の概要（3）介護ロボット等モニター調査事業
開発中または上市して間もない（1年以内）介護ロボット等について、介護現場における使い勝手のチェックや介
護ロボット等活用に係る具体的な課題やニーズの特定等を行い、もって企業が当該機器を開発または改良する上で有用となる情報を収集するためのモニター調査を行うこととする。
【募集対象者】（以下の2つの条件を満たす必要がある）●本モニター調査においては、後述の「モニター調査項目の基本的な考え方と指標の例」に即したモニ
ター調査を行う企業等が対象となる。

●効果的なモニター調査を推進する観点から、専門職等による助言・指導および協力施設等とのマッチングを希望する企業等が対象となる。

＊留意事項○ モニター調査に協力いただく介護施設等は、原則として、テクノエイド協会が実施する「福祉用具・介護ロボット
開発実証環境整備事業」の登録施設等の中から選定する。
○ モニター調査を希望する企業とモニター調査に協力していただける介護施設等とのマッチングを一つの目的としているので、申請に当たって、実施するモニター調査の内容の一部を登録施設等へ情報提供するとともに、
テクノエイド協会のホームページから情報提供することに同意いただくこととする。
○適
 切かつ効果的なモニター調査を推進する観点から、モニター調査の計画作成および実施にあたって、協会が設置するモニター調査検討委員会から指導・助言を行う場合がある。
（ただし、経産事業案件については、原則
として、指導・助言の対象とはならない）○専
 門職によるアドバイス支援は、必ずしも試作機開発が完了している必要はないが、モニター調査においては試作機開発が完了していることが必要である。

10

（4）モニター調査の枠組み

第1章

モニター調査は、下記にまとめた観点の①～⑤に基づいた調査とする。
■モニター調査項目の基本的な考え方と指標例①利用対象者の適用範囲
開発の狙いと想定する身体機能レベルの整合性について、複数の被験者の評価結果等から整理する。
調査手法
指標

要介護度、ベッド利用時の状態・時間・転落の危険性の有無、姿勢保持レベル、コミュニケー

ション能力、歩行・移動の自立度、排泄の自立度

第2章

調査結果の活用

観察法、インタビュー法、質問紙法、日々の利用状況が確認できる日誌等の確認、定点観測

利用者の適用範囲について条件を整理し、その条件でのモニター調査を経ても支障がなかったかを確認する。支障が生じた場合には、その原因と支障が及ぶ範囲を把握し、その結果をもとに適用範囲を修正する②利用環境の条件

機器利用環境の条件について、複数の被験者の評価結果等から整理する。
観察法、インタビュー法、質問紙法、日々の利用状況が確認できる日誌等の確認、定点観測

指標

利用時に必要となる空間（広さ）、設備、介助者の条件

調査結果の活用

利用環境について条件を整理し、その条件でのモニター調査を経ても支障がなかったかを確

第3章

調査手法

認する。支障が生じた場合には、その原因と支障が及ぶ範囲を把握し、その結果をもとに適用範囲を修正する③機器の利用効果
機器開発の狙いに即して、調査すべき項目・指標を設定する。
観察法、インタビュー法、質問紙法、日々の利用状況が確認できる日誌等の確認、定点観測

指標設定方法

●

第4章

調査手法

これまでの研究開発の蓄積から、独自に設定
学識経験者、類似開発経験者等有識者の指導・協力を得て設定● モニター調査協力施設との意見交換により設定
等●指標① 被介護者

第5章

要介護度、ADL、IADL（FIM指標）、LSA（Life Space Assessment）、日常生活時間、
QOL（sf-36、QOL26等）② 介護者
腰痛等の有無、介護負担指標（Zarit介護負担尺度、BIC-11等）、ストレス指標、生体情報（筋電図、心電図、運動解析情報）③ 介護サービス提供全体の流れ
プロセス全体の時間、人員構成、職務タイムスタディ法

調査結果の活用

提案するロボットを活用することにより、各指標がどの程度改善したか確認する。改善が見られない場合は、その原因を把握し、ロボットの改良につなげる

第６章
11

第1章

令和2年度 モニター調査事業等の概要④機器の導入・活用可能性
開発するロボットの操作可能性（介護職員等が取り扱うことができる技術であるか）、想定される導入コスト、導入した場合の利用者満足度を調査する。
調査手法

観察法、インタビュー法、質問紙法、日々の利用状況が確認できる日誌等の確認

指標●

QUEST（満足度評価）
VAS（Visual Analogue Scale）● SUS（System Usability Scale）●

調査結果の活用

開発するロボットが、介護現場にとって導入・活用が可能なものか確認し、導入・活用が困難な
場合は搭載する技術の見直し等を行う⑤介護現場での利用継続性
上記①～④の調査を踏まえた上で、モニター調査に協力した施設等で継続して利用したいと思うか調査する。

12

調査手法

インタビュー法、質問紙法

等

指標

利用継続性の有無について、その理由も聴取

調査結果の活用

理由に基づき、今後の改良・修正箇所の確認、新商品の開発につなげる第1章

4. 介護ロボット等試用貸出事業の実施
本事業は、商品化された介護ロボット等の導入を前提として、より多くの介護施設等において介護ロボット等を実際に試用し、利活用の可能性を検討するとともに、実際の導入・活用、イベントや研修会での利用を促進する事業である。
具体的には、ホームページにて市場化された製品情報を企業から収集し、試用貸出機器の情報提供を行う。試用
貸出の希望がある者は記載された企業情報を基に直接問い合わせが行える仕組みとしている。

第2章■ホームページの掲載例

第3章
第4章
第5章
第６章
13

第1章

令和2年度 モニター調査事業等の概要■介護ロボットの試用貸出リスト
本年度より、プラットフォーム構築事業における相談窓口（地域拠点）において活用される介護ロボットの試用貸出リストは、重点分野に該当する機器を基本としており、テクノエイド協会のホームページから閲覧・印刷できるようになっている。
本リストは、介護ロボットの開発企業等に貸出への参加を募り、同意を得ることができた企業の機器について情報を取りまとめたものである。

○介護ロボットの試用貸出リスト（令和2年7月）（PDF：4.66MB）
http://www.techno-aids.or.jp/robot/jigyo.shtml#tab33_detial

14

第1章

第2章

第3章

第4章

第5章

第６章

15

第2章
案件番号
02-A01

介護現場と開発企業の意見交換実施事業

独自のバイタルセンサー技術を使った介護業界向け製品の開発のための意見交換

見守り支援（排便予測） 介護log 2（仮称）
機器事業者・団体

株式会社リキッド・デザイン・システムズ
マーケティング部〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4
クレシェンドビル7階
Tel:（045）620-0703
HP: https://liquiddesign.co.jp/

意見交換実施施設■社会福祉法人清恵会
特別養護老人ホーム おりーぶえん■社会福祉法人野の花会 アルテンハイム加世田

意見交換のねらい
介護向け追加機能について意見をもらい機能要望や希望価格等もヒアリング
バイタルセンサーを用いて体動センサーを開発する弊社では、次世代製品として介護施設で使用できる製品の開発に取り組んでいる。
弊社にとって未知の介護業界向けの製品を開発するにあたり、介護の現場でどのような製品に需要があるかを知るため意見交換支援を希望した。
具体的には、弊社の独自技術であるバイタルセ
ンサーを使った、「体動から推測した呼吸や心拍を計測する機能」や臭気センサー等を用いた「排泄、排尿検知機能」のニーズを調査し、製品開発の方向性を絞り、製品コンセプトや製品仕様を決めるたや介護向け製品として追加予定の機能を説明した
上で意見をもらい、新たに欲しい機能や、製品化した際の希望価格等もヒアリングした。

医療現場で使われる「体動センサ介護 log Med.」めである。
介護施設で実際に働く職員に、既存製品の機能

意見交換の成果施設が展開するサービスによって製品に対するニーズが異なる
弊社の既存製品（ベビー向け体動センサー、医療施設向け体動センサー）の機能を説明し、介護施設向けに応用した場合を想定してもらった。意見交換を実施した２施設でさまざまな意見をもらうことができ、業務負担を軽減させる機器の導入に慎重な施設もあれば、積極的に試す施設もあり、施設のサービス内容や規模によっても得られる反応は異なったが、業務負担を減らすことができる新たな介護製品の開発に関しては期待をしてくれていた。
介護業界では、施設が展開するサービスによって介護製品に対するニーズが異なるということを16

知ることができたことは、新製品開発のターゲットを選定する上で大きな手助けとなる。
実際に介護施設の現場で働く方々のニーズは新製品の必要機能等をブラッシュアップすることに大きく役立った。また、「体動から推測した呼吸、心拍をクラウドシステム等で遠隔モニターできる」という弊社の技術が介護の現場でも夜間見守りの一助になる可能性を秘めていると確信できた。

案件番号

音を 3D 映像化して行動分析を行う技術の介護分野への活用

見守り支援

第1章

02-A02AAS（Acoustic Area Scanner）音による空間認識

機器事業者・団体

シェルエレクトロニクス株式会社■社会福祉法人正和会
大潟村特別養護老人ホーム ひだまり苑■社会福祉法人清恵会
特別養護老人ホーム おりーぶえん

第2章

事業開発企画グループ〒870-0278 大分県大分市青崎1-12-18
Tel:（097）528-8826
HP: https://www.shell-ele.com/

意見交換実施施設

意見交換のねらい
音声から 3D 映像化する技術を見守りに応用
介護に必要な情報や機能、 費用要望を調査分析することで、その空間に存在する物体を模擬的3D映像化し、行動分析等を行う画期的技術である。この技術を使えばカメラの代替にもなるため、映像での監視が難しいシチュエーション、例としての解決策として当社のAAS技術を提案したい。ただ介護現場はトイレ内の見える化では不十分で、介護対象者の動きの中で介護者が欲しい情報はどの

第3章

AAS（Acoustic Area Scanner）は、例えば換気扇のような日常生活内で発生している音を利用して、その反射音をMEMSマイクで集音し音波

高齢者等の見守りなどへの応用が考えられる。特にトイレ内はプライバシー性が高く、当然カメラはNG。映像以外でのモニタリングが求められる。そようなものなのか？また必要な機能や費用面などの情報をいただき製品開発に繋げていくことを目的とした。

意見交換の成果

今回の意見交換実施事業で貴重な情報を入手することができた。介護施設のスタッフが主に知りたい情報はトイレ内の転倒だと思っていた。
しかし実際の現場では排泄の際に介護スタッフがトイレの前で待機しており、その時間を極力他の業務に充てたいという。そのためには要介護者の排泄が終外では要介護者の徘徊への見守りの必要性が高い
こと、また要介護レベルの高い施設では、「看取り」での監視に使えないかとの意見もいただいた。施設内においての見守りはトイレだけではないので、部屋内、風呂場など施設全体を網羅できるものを希望されていることも分かった。そのためには製品価格を安く設定しないと採用されない。また運営においては複雑な調整が不要なシステムも望まれている。以上のことは大分県内の介護施設も同様であったことから、このニーズが全国共通であることが想定される。今回の事業にて製品化における方

ASS の機能イメージ（センシングマイクのみで空間を認識）

AAS 使用例：トイレでの見守り（行動の変化を検出）
プライベート空間にてマイクのみで対応

第5章

わったタイミングで知らせる必要性があることがわかった。その場合AAS技術をベースにAI予測を合
わせれば対応が可能ではないかと考える。それ以第4章

施設全体の見守り、徘徊・看取りにもニーズ
製品価格、調整が簡単なシステムが望まれる

向性が示されたことは大きな成果であった。

第６章
17

第2章
案件番号
02-A03

介護現場と開発企業の意見交換実施事業

見守りシステムのターゲット設定とベネフィット訴求の絞り込み

見守り支援

見守り支援システム（ベッド内蔵タイプ）

機器事業者・団体

株式会社プラッツ
マーケティング部 商品企画課〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
Tel:（092）584-3446
HP: https://www.platz-ltd.co.jp/

意見交換実施施設■社会福祉法人清恵会
特別養護老人ホーム おりーぶえん

意見交換のねらい
介護の業務実態の把握とターゲット設定、 ニーズの明確化のかを把握したい。期待しているインサイトの発掘と、ニーズを明確にしたい。

【背景】
スタッフ（介護する人）の業務実態やニーズ、不満点などの定性情報から、ターゲットの設定および訴求ベネフィットの骨格を絞り込んでいくことを目的に実施する。

【目的】
見守りシステム（センサー）を検討するにあたり、業務改善やケア向上ができるようにサポートできな
いか考えており、施設のスタッフがどのような業務を行っているのか、導入にあたってハードルが何な

見守り支援システムを内蔵したベッドのイメージ

意見交換の成果
機器導入で適切な訪室・声掛け
転倒・転落など事故防止を期待【導入したいと思うきっかけ】
身体的機能が下がっている方、認知症の方が入所する施設においては、想定外の行動による転倒・転落のリスクが常にある。とりわけ、新たに入所された方は、新たな環境に戸惑われることも多く、施設としても入所前に把握できる情報に限りがある
ため、注意して見守る必要がある。
ユニット型特養では、職員1人で10人の入所者に対応する時間帯があり、居室に入って対応している間は居室の外の様子（9人）がわかりにくい。また、それぞれの入所者が居室の中で過ごされてい18

るとき（特に夜間）も、訪室しない限り室内の様子はわからないので、見えないところでの入所者の危険な動きを検知して知らせてくれれば事故防止につながる。
【導入で何が改善できると期待するか】 動パターンの予測で、適切なタイミングで訪室・行
声掛けができる。
●ナ ースコールを押せない方からの何らかのサイン●を受け取る。
入所者の自立動作による転倒・転落など事故を未然に防ぐ。
●
夜間の離床、徘徊に気付くことができる。
●

案件番号

対麻痺者用歩行補助ロボットの高齢者の歩行訓練への使用展開に向けた意見交換

機能訓練支援第1章

02-A04

高齢（虚弱）者用歩行訓練ロボット

機器事業者・団体

アスカ株式会社■社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション
事業団■デイサービス未来図（株式会社未来図 Labo）

第2章

開発本部
〒473-0923 愛知県豊田市中根町大切50番地1
Tel:（0565）51-2755
HP: https://www.aska.co.jp

意見交換実施施設

意見交換のねらい
歩行訓練用ロボットの必要性と対象者の介護レベルを知り仕様を絞り込む（下）歩行補助ロボット「WPAL-G」（右）機器を使用した歩行訓練イメージ

第4章

が多く、車いすをもっぱらの移動手段としている。
WPALは使用者が車いすで装着でき、起立、歩行、着座ができる。歩行訓練を行うことで健康維持、関節拘縮の予防、骨粗鬆症の予防、下肢血流の改善、肥満予防、便通改善が期待される。
今回、対麻痺者用の歩行補助ロボットとして開発したWPAL-Gを病院、老人施設等で虚弱な高齢者の歩行訓練用として使えないか、その必要性と対象となる人の介護レベルを知ることでロボットるため、高齢者の歩行について具体的に知ることが重要と考えた。

第3章

弊社で開発した「WPAL-G」は対麻痺者用の歩行補助ロボットである。対麻痺は脊髄損傷の方士をアシストすることで軽労化、省人化をねらう。
WPALよりもさらに簡便で使いやすいロボットを作の仕様を絞り込み、同時に歩行訓練に関わる療法

意見交換の成果
複雑な操作が覚えられない、片麻痺の方ではボタンを操作できない可能性もあり、ボタン・レバーの対象者により求める機能に違い
コア技術を個別に適応させて課題解決

 定した内側支持機能という面を利用するので安
あれば要介護2～4の方をターゲットとした方が、機器の利点を活かしやすい。
●
円 背・骨盤後傾といった姿勢に適応すること、小●柄や痩せ型の体型の方に適応することを念頭に置いて開発していく必要がある。
●歩 行訓練だけではなく、立ち上がり・立位保持練習という観点でのコンセプトもあると介護施設の対象者にフィットする。

第６章

簡易化では方向性として良くない。コア技術や強み、部分機能を個別の適応範囲に流用して課題解決に向けるとよい。
●
高齢者ではボタンやレバーを心理的に操作する、

第5章

オンラインも含めて具体的な内容で多くの意見交換ができた。
●介 護施設では障害の軽い方、病院ではより重い方の使用となる。
●
歩行能力が上がると意図と異なる動きに抵抗がある。センシングで動作を制御する必要がある。
●
対麻痺者の求める機能と虚弱高齢者が求める機能では乖離が大きく、単に構造や機能の単純化・省略、安全対策の検討が必要。

多くの貴重なアドバイスをいただき、今後の開発に役立てることができた。

19

第2章
案件番号
02-A05

介護現場と開発企業の意見交換実施事業

空気圧人工筋肉を搭載した腰部補助スーツ
開発のための介護職員からの意見の聞き取り

移動支援

腰部補助スーツ

機器事業者・団体

意見交換実施施設株式会社コガネイ〒184-8533 東京都小金井市緑町3-11-28
Tel:（042）383-7138
HP:  http://www.koganei.co.jp/
https://www.mirai-projects.com/
pneumuscle

■社会福祉法人清恵会
特別養護老人ホーム おりーぶえん■社会福祉法人正和会
大潟村特別養護老人ホーム ひだまり苑■介護付き有料老人ホーム 夕佳 ゆめみがさき

意見交換のねらい
機器のコンセプトの確認
実際の使用場面での課題をヒアリング

実際に福祉施設で働いている方々の意見を伺いコンセプトや必要な機能の確認を行った。

弊社で製造・販売を行っている空気圧人工筋肉を用いた、腰部に対してアシストを行う常時着用可

能な補助スーツの開発を行っている。弊社の事業
内容は産業機器の開発・製造・販売であり、福祉機器の開発に関する知見は乏しい。そのため開発中の補助スーツのコンセプトや機能が、使用者である福祉施設で働く方々にとって有益であるかどうか
想像の域を出なかった。今回のヒアリングを通して意見交換の成果
当初のコンセプトを変更し明確になった課題へ取り組む
アシストスーツの機能として、当初は重量物を持ち上げるときなど、力が必要な場面での腰部への補助が重要と考えていたが、姿勢維持への補助が必要であることを知った。つまり腰に負担のかかる場面は、従来想定していた移乗介助の作業以外にも中腰姿勢のままの作業を行うことが多々あることがわかった。そのためアドバイスをいただいた後、力が必要な場面での腰部への補助というコンセプ
トから変更することとした。また当初は使用者を対象にして開発を進めていたが、被介護者に対してのケアも考慮した設計が必要であることもわかった。その他スーツに盛り込む機能についても介護現場で働く方々から多数のアドバイスをいただいたので、積極的に採用していきたいと考えている。
現在はアドバイスいただいた内容を盛り込み開発を進めている。

20

腰部補助スーツ（試作）案件番号

AI 搭載自律走行ロボットの新機能の介護施設における有用性を調査

その他

第1章

02-A06

見守り運搬兼除菌ロボット Aeolus（アイオロス）

機器事業者・団体

丸文株式会社■介護付有料老人ホーム ソノラス・コート油壷

第2章

ディオネカンパニー〒103-8577 東京都中央区日本橋大伝馬町8-1
Tel:（03）3639-9650
HP: https://www.marubun.co.jp/

意見交換実施施設

意見交換のねらい
新搭載の紫外線照射による除菌機能によりスタッフの負荷作業軽減が見込めるか範囲を移動できる。これを利用して物の運搬、見守り、除菌などが可能なロボットであり、介護施設
スタッフの負荷軽減をコンセプトとしている。見守り、運搬、除菌など複数のタスクを実施することがる除菌機能が、実際の施設において有用な機能になり得るのか、スタッフの除菌作業における負荷軽減を見込めるのか、および実際に除菌している

第3章

Aeolus（アイオロス）ロボットはAIを搭載した
自律走行可能なロボットで、自分でエレベーターのボタンを押して搭乗し、スライドドアを開閉して広できるので、24時間働くことができる。そのため人材不足の課題解決に貢献できると考えている。
今回は、新機能として搭載する紫外線照射によ箇所や除菌作業頻度等をアドバイスいただき、より使い勝手の良いロボットの開発につなげることを目的とした。

第4章

Aeolus ロボットによる除菌作業イメージ

Aeolus ロボットによる夜間巡視作業イメージ

作業負担を代替できる可能性が高いと評価
付加機能があれば見守りにさらにメリット
実際にスタッフ10名にて、ドアノブや手すりなどを、午前と午後に各1時間かけて除菌する作業を実施されており、除菌作業の負担は増えているとのこと。Aeolusロボットであればこのほとんどを代いただいたため、Aeolusロボットの除菌機能が実際の施設で有用なことが確認できた。

ただし、階段の手すりが除菌できないことや、開き戸の開閉が出来ないことなどの課題をいただいた。
また見守り（転倒／離床検出）機能について、

AeolusロボットにAEDやバイタルチェック用具の携帯や、体温検知も出来ればさらにメリットになる、というアドバイスもいただけた。今回いただいた課
題やアドバイスを今後の参考にし、さらに有用なロボットにすることで、高齢化社会、人手不足などの問題解決に貢献していく。

第６章

替できる可能性が高いという評価をいただいた。また、人手不足の観点からも需要があるとの評価を

第5章

意見交換の成果

21

第2章
案件番号
02-A07

介護現場と開発企業の意見交換実施事業

体位変換サポートシステム開発のための介護業務実態の把握

特殊寝台

体位変換サポートシステム

機器事業者・団体

株式会社プラッツ
マーケティング部 商品企画課〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
Tel:（092）584-3446
HP: https://www.platz-ltd.co.jp/

意見交換実施施設■社会福祉法人清恵会
特別養護老人ホーム おりーぶえん■社会福祉法人清恵会
特別養護老人ホーム 三陽

意見交換のねらい
病院・施設でどのように体位変換を行っているか業務実態と課題の把握【背景】
体位変換業務は病院や施設での業務圧迫になっていると想定している。病院や施設で、実際にどのように体位変換業務を行っているかの実態がつかめていない。体位変換業務を行うにあたり、課題点が何かを明確に把握したい。

【目的】
スタッフ（介護する人）の実際の業務実態やニーズ、不満点など定性情報から、ターゲットの設定および訴求ベネフィットの骨格を絞り込んでいくことを目的に実施した。

意見交換の成果
スタッフ 1 人・2 時間おきに体位変換
入所者の約 30％が対象
体位変換は2時間の間隔で実施し、基本的に1人で実施している。自力で寝返りができない要介護
4と要介護5の方。また床ずれリスクのある人、麻痺や拘縮のある方へも体位変換のケアを行っている。おおよそ30％の方が対象になっている。
夜間はスタッフの体制が少なく、利用者の急変やインシデントに少人数であたることになるため、ス
タッフの緊張感は日中よりも大きい。夜間は、睡眠を妨げないように体位変換の回数を減らして睡眠を阻害しないように配慮もされていた。
基本は2時間以内に訪室し、健康観察、排泄確

22

介護スタッフによる体位変換業務のイメージ

介護スタッフによる体位変換業務のイメージ

認、不安のある方には声掛けをし、必要な方に体位変換を行っている。基本は1人で対応している。ただし、拘縮の強い方、骨折等の痛みがある方など、体を動かす際に注意することが多い場合は2人で対応している。
体位変換の主な目的は、褥瘡予防、拘縮の進行抑制なので、褥瘡リスクの高い方（痩せ、骨の変形、麻痺、栄養不良、血行障害、皮膚トラブルなどがあり、自力で除圧できない方）や拘縮のある方（なりそうな方）が対象。呼吸がしやすいように体位変換することもある。体位変換業務でナーセントパッドのほか、一般的なクッションなどを使用しているのが実態であった。

案件番号立ち上がり補助機能付き歩行車のモーターを活用した移乗用リフト開発における意見交換

移乗支援

第1章

02-A08（仮称）フローラ・リフト

機器事業者・団体

株式会社熊谷組■介護付有料老人ホーム ソノラス・コート油壷■特別養護老人ホーム 木の花さくや■社会福祉法人浩喜会
特別養護老人ホーム うみべの家■株式会社未来図 Labo

第2章

技術本部新技術創造センター 開発第1グループ〒300-2651 茨城県つくば市鬼ヶ窪1043
Tel:（029）847-7505
HP: https://www.kumagaigumi.co.jp/

意見交換実施施設

意見交換のねらい
既存機器をベースに移乗用リフト開発を企画求められる要素や注意点を調査し目標設定にに取り入れたい。

第3章
第4章

当社が開発した「立ち上がり補助機能付き歩行車 フローラ・テンダー」の立ち上がり補助に使用するモーターには余力があり、人を吊り上げることも可能である。このモーターの余力を活かしてフローラ・テンダーをベースとした移乗用リフトを開発することができれば、開発期間の短縮と共通の部品を使用することで開発費用の削減が図れると考えた。
ベースとするフローラ・テンダーの形状から後方支持型の移乗用リフトを検討しているが、移乗用リ
フトに求められる要素や後方支持型として注意すべき点を、使用者側から見た意見を聞き、使用者に受け入れられる機器としたい。また、使用する状況

や価格設定などの意見を、基本的な開発目標設定

開発のベースとする「フローラ・テンダー」

意見交換の成果

重な意見交換となった。
「どんな場面で」「誰に対して」「誰が使用するのか」といった状況を明確にし切れていなかったことを指摘されたことにより、それらの明確化から再検

移乗用リフトの前方支持型と後方支持型それぞれのメリット・デメリットに関する体験に基づく意見や安全性に関する意見、施設で使用する際と在宅で使用する際の違いなど、開発に関してとても参格であり、実際の施設でリフトを使用したい方の体格とのズレも認識できた。

ていくうえで非常に心強いつながりが得られた。

移乗用リフトを導入されている施設や導入を検討されている施設の方からのご意見であり、大変貴予想されるが、実現させなければと改めて決意した。

考になるご意見をいただけたうえに、今後開発に移った場合ご相談させていただけるという、開発し第６章

討する必要があることを痛感した。また、設定していたリフトに乗る方の体格も高齢者の平均的な体第5章

時節柄Web会議による実施であったが、実際に一方で、施設等で介護に機器を使用する際に重視する点として、トイレの使用の容易性ということがあり、これは開発においても重視している点であるので認識が一致したとはいえ、実現には困難が今後の開発相談でも協力継続
非常に心強いつながりを得る

23

第2章
案件番号
02-A09

介護現場と開発企業の意見交換実施事業

リハビリ訓練を目的とした
体重免荷式歩行車への機能追加の検証

機能訓練支援トレッドミル対応フローラ

機器事業者・団体

株式会社熊谷組
技術本部新技術創造センター 開発第1グループ〒300-2651 茨城県つくば市鬼ヶ窪1043
Tel:（029）847-7505
HP: https://www.kumagaigumi.co.jp/

意見交換実施施設■介護付有料老人ホーム ソノラス・コート油壷
■株式会社未来図 Labo

意見交換のねらい
高齢者の健康維持・機能回復が重視される
状況をふまえ、付加価値機能の方向性を確認
当社が以前販売していた「歩行器式フローラ」を再販売するにあたり、新たな付加価値としてトレッドミルと組み合わせることを検討している。
「歩行器式フローラ」は、体重免荷機能を持った歩行車で、主にリハビリ訓練での使用を目的として2003年から2011年まで販売をしていた。当時は今と異なり高齢 者のリハビリによる機能回
復・維持はあまり注目されておらず、一部の病院等への販売にとどまった経緯がある。高齢者の健康維持・機能回復が重視される昨今の状況と、以前「歩行器式フローラ」を導入した病院等から再販売の要望があったことから、リニューアルしての再販売を計画してい るが、そ れ に加えて付加価値としてトレッドミルと組み合わせることも検 討
して い るが、実際の使用者側から見た意見を聞
き、開発の方向性に誤りがないかを確 認し、開発目標を設定したい。

開発のベースとしていた 「歩行器式フローラ」（発売当時のパンフレット）

意見交換の成果
実例を挙げながらのいろいろな提案意見
形状や使用法について再検討
時節柄Web会議による実施であったが、理学療法士・作業療法士の方からのご意見であり、大変有益な意見交換となった。
実際のトレッドミルを使用した歩行訓練の様子
は、開発検討時に考えていたもの―訓練を行う人が単独で訓練を行う―と異なり、スタッフが訓練をする人を介助する必要があることがわかった。このため、開発のベースとしようとしていた「歩行器式フローラ」は訓練者の横を囲う構造であるため介助がしづらいということであった。
また、ベースとなる「歩行器式フローラ」には車輪があり、移動しながら歩行訓練をする機械であったが、トレッドミルと組み合わせるのであれ
ば移動能力はあまり必要がないとの判断から、訓練者がトレッドミルへの乗り降りができる程度の最小限の移動能力にし、訓練者がトレッドミルに24

乗った後は固定用のアウトリガーの設置を検討していたが、機械ごと移動した場合、トレッドミルへの乗り降りの際の安全性に問題が出る恐れがあり、トレッドミルとの組み合わせ専用であれば固定式でも良いとの意見をいただいた。
さらに、「歩行器式フローラ」の牽引のためのウインチが前方に位置しているが、これもトレッドミ
ルの操作パネル等との干渉を指摘された。
当初、単純に機器を組み合わせれば実現可能であろうと考えていたが、形状や使用法について見直す必要があり、特に形状に関しては再検討する必要があると痛感した。この形状に関しても、実例を挙げながらいろいろな提案をしていただいた。
この他にも、牽引のためのスリングやトレッドミ
ルに関しても、製品化に際してのアドバイスをいただけた。
いただいたご意見をより使いやすい製品の開発につなげていきたい。

案件番号

リハビリ訓練を目的とした体重免荷式歩行車の規格変更に向けた意見交換

機能訓練支援第1章

02-A10（仮称）小型歩行器式フローラ

機器事業者・団体

株式会社熊谷組■株式会社未来図 Labo
フィットネス未来図 加納店

第2章

技術本部新技術創造センター 開発第1グループ〒300-2651 茨城県つくば市鬼ヶ窪1043
Tel:（029）847-7505
HP: https://www.kumagaigumi.co.jp/

意見交換実施施設

意見交換のねらい
小柄な使用者を想定した適正設定や操作性を確認た機器の高さ・幅といった寸法や機器の重量をどのように設定すべきなのか、それらに加えて吊り具

方向性を確認し、開 発目標を明確にしたい。

第4章のフローラが欲しいという要望をいただいた。小柄な方には、ハンドル位置が高く、正しい歩行姿
勢での訓練ができないとのことであった。
「歩行器式フローラ」は、体重免荷機能を持った歩行車で、主にリハビリ訓練での使用を目的としている。適正身長を150㎝～170㎝としている
が、140㎝以下の人を対象とする。また、小柄な高齢女性の場合、体重が40㎏以下の方もいると考えられる。このような体格の人が使用するのに適しについて専門家と意見交換をし、開 発 の第3章

当社が以前販売していた「歩行器式フローラ」をご使用いただいている病院の方から、小柄な人用や機器の操作性と言った点開発のベースとする「歩行器式フローラ」（発売当時のパンフレットから）意見交換の成果

小型化という観点から、小型化する際に注意すべき点―前腕支持の位置や機器の横幅に関して意
見交換を行った。特に、高齢者で小柄な方の中には、やせ型の人や円背の人がいることを認識し、そのためのウインチが前方に位置しているため、介助方法の再考を促されるとともに安全性について評価する必要を指摘された。

たな気づきが得られた。
時節柄Web会議による実施であったが、開発上対応するべきさまざまな課題を提示いただくとともに、製品化において重要である現状あるものに対する差別化に関する示唆もある、充実した意見交換であった。また、今後製品開発の過程においても第６章

ういった方々が使用する場合は、吊り具の形状と適合面についても検討し、評価する必要があることを指摘された。
また、ベースとなる「歩行器式フローラ」の牽引

一方、歩行器として見た場合、小型化に伴い前腕支持面を低くすることにより、歩行車のような支持方法で使用することができ、小柄な方以外の方に、歩行器から歩行車へのレベルアップの過程として使用できる可能性を示唆され、製品開発上の新第5章

対応すべき課題が提示されるも機器の用途の可能性に新たな気づき

意見をいただけることになり、とても有意義な時間
となった。

25

第3章
案件番号
02-B01
01-B02

試作機器へのアドバイス支援事業

立ち座りをサポートするパワーアシストチェア
について介護現場からのアドバイス

●●支援
移乗支援

□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■
パワーアシストチェアEL

機器事業者・団体

株式会社アイケアラボ
営業部 企画営業課〒669-1547 兵庫県三田市富士が丘6-17-2
Tel:（080）7045-8121
HP: https://icarelab.co.jp

アドバイス支援実施施設■株式会社三光 デイサービス めばえ■株式会社未来図 Labo デイサービス未来図■社会福祉法人天神会
特別養護老人ホーム 天神荘

アドバイス支援のねらい開発した椅子が実際の現場で想定通り使えるかを調べ、実機完成に向けた情報収集を行う
座ったり立ちあがったりするのが、安全に安心して行える椅子として「パワーアシストチェアEL」を開発中である。図1が使用前で、ここから着座する
ときに座面下のガスバネで受け止めるように座れ、その後、足置きを出すと、介助者が後方からキャスターを利用して所定の場所まで移動することができる。この椅子を使用することにより、介護施設で立ち座り介助動作を行う際に、少ない労力で介助できるようになるかを調べたい。またご家庭で、利用者が移動時にこの椅子を押して歩き、目的の場所
で安全に座り、用事が済んだら安全に立ち上がり、次の移動したいところまで押して歩くという日常生
活に不可欠な椅子として利用できるかを調べたい。

図 1. 使用前

図 2. 着席・足置き使用時

アドバイス支援の成果
製品機能に対し現場から厳しい意見をいただく
利用シーンに合った機能装備を充実していく
メインで考えてきた椅子からの立ち座りサポート
では、座面の跳ね上がり角度が大きすぎ、座りづらいので、もう少し浅くするようアドバイスを受けた。
早速改善し、それ以降はこの点の指摘は減ったように思う。
しかし、補助的に検討してきた点に関し多くの指摘を受けた。例えば、キャスター移動では、室内でも段差があるので車輪径を大きくした方が良い。また、認知症のある利用者には、操作レバーや足置きの使い方が分からず、想定したようには使ってくれない可能性も考えなければならない。高齢者用としては、骨が当たる場合があるや、立ち上がった後の介助がしづらいなど、細やかな配慮が必要

26になる。さらに体格差によって、体重が軽いと座る

時に補助が必要なこと、身長が高いと立ち上がりにくい等の意見をいただいた。簡単な調整機構を工夫していきたい。デザイン面では、リビングで使用しても違和感がないとの意見をいただき、木質にこだわってきた成果を感じることができた。

案件番号

運転基礎能力リハビリサポートシステム
タブレット版の検証とアドバイス

機能訓練支援

第1章

02-B04タブレット版「運転基礎能力トレーニング」システム

機器事業者・団体

アドバイス支援実施施設

株式会社 PRIDIST〒254-0034

第2章

 奈川県平塚市宝町11-1
神
平塚フジビル
Tel:（0463）23-7830
HP: https://www.pridist.com/■デイサービス未来図（株式会社未来図 Labo）■医療法人和同会 広島パークヒル病院

アドバイス支援のねらい
既存ハードウェア製品と同等の訓練が可能か
難易度、インターフェースは適切か

使用イメージタブレット画面の表示イメージ

第4章

術後や後遺症による運転再開／継続判断を検討されている方向けのリハビリサポートとして、液晶モニタに表示される課題を、ハンドル・ペダルを使用してトレーニングするシステムとして2020年に製品化。今回ハードウェアをよりコンパクトに手軽にトレーニング可能なタブレット版を考案し、機能向上訓練だけでなく、本製品の特色の一つである「視覚訓練」をタブレット上でも従来と同等の適切な訓練ができ、入院中の病室や自宅等場所を問品化を目指した。

第3章

弊社既存製品「運転基礎能力トレーニングシス
テム」とは、主に高次脳機能障害、頭部外傷等のターフェース等が適切かどうかのアドバイスをいた
だくことで、より効果的なソフトウェアとしての製

わず、また一人でも継続的なトレーニングができるのか現場の専門家に検証とアドバイスを仰いだ。
体験する各コンテンツ内容や難易度、テンポ、インアドバイス支援の成果

今回各施設との意見交換は、現状を鑑み、機器を事前にお送りし、Web上でONLINE会議を実施。運転に必要な認知・判断や注意配分、空間認知機能のトレーニング要素を主としコンテンツを制作

手で持てるサイズを想定し8インチで提供、容易に持ち出すことができ便利な一方、高齢者は使用時の問題に遷移していたが、体験者が間違いをしっ
かり理解し次へ移行した方が良いとの意見があり、手動で次の問題へ移行できる仕様に変更。若年層
でも難しいと感じるコンテンツもあり、より簡単なレ
ベルまでカバーするため、3段階レベルから5段階に変更する等、アドバイスを基に製品価値を高め、第６章していたが、「運転基礎能力」に限らず機能向上という意味において幅広く活用できる可能性があると高評価をいただいた。
改良点としてタブレット本体について体験者が片大きさや色、操作説明動画、音声案内を追加することで失語症の方への配慮も含め高齢者の方も理解しやすくなるとのご意見をいただく。文字サイズやフォント等のインターフェースを修正、タブレットサ
イズを変更し検証。テンポの良さを考慮し自動で次第5章

アドバイスを基にサイズ、インターフェース、
問題レベルを変更。製品価値を高める

より良い製品の完成へと繋げることができた。

卓上に置いた方が操作しやすく、文字の見やすい

27

第3章
案件番号
02-B05

試作機器へのアドバイス支援事業

持ち運び可能なバッグ型除菌機器の福祉・介護分野
における感染症対策としてのニーズ調査

その他

除菌バック

機器事業者・団体

アドバイス支援実施施設

歯っぴー株式会社〒861-5513

 本県熊本市北区鶴羽田町
熊1041-57
Tel：（096）343-3265
HP：https://plaque-detection.jimdo.com/

■介護付有料老人ホーム ソノラス・コート油壷

アドバイス支援のねらい
福祉・介護分野における感染症対策の一部としての要求や課題

ニーズや課題の調査をすることを目的としている。

新型感染症で除菌に対する意識が高まりさまざまな商品が世の中に出回った。その中で、粗悪品と言わざる得ない商品が普及しているのも事実である。
市販されているUV-Cを謳う滅菌器具についての調査結果によると、単に性能の低い粗悪品と片付けることはできず、粗悪品で滅菌・不活化できていると信じ使用して、実際にはほとんど効
果がない場合は逆に感染を招くことになり、大変危険とされている。
（bigbird.riast.osakafu-u.
ac.jp/~akiyoshi/Works/20200715_市販されているUV-Cを謳う滅菌器具について調査結果.pdf）
弊社製品は、これらの情報を元に、公的機関の評価において、細菌が検出できないレベルの除菌効
果が確認された。また、その後の1週間ほどの放置でも細菌は検出できないことが確認できている。
これらの事実を本支援事業の機会を通じて、福祉・介護分野における感染症対策の一部としての機器の概要

アドバイス支援の成果
ニーズは想定と異なりながらも機器購入の動機に
今回評価いただいた事業所のニーズや課題は、提供者が考えていたものとは異なるものであることが分かった。しかし、考えを転換することで提供者が想定していないニーズがあることが分かった。
さらに、異なるニーズを満たす事実として、本支28

援事業後にご購入まで進められるなど、本支援事
業は福祉・介護分野におけるニーズや課題を満たす可能性が高いことを知る手段となった。

案件番号

介護作業における腰部負担の軽減を目的とする
パワーアシストスーツの装着体験調査

移乗支援

第1章

02-B06J-PAS fleairy

機器事業者・団体

アドバイス支援実施施設

株式会社ジェイテクト
イノベーション推進部〒636-0202 奈良県磯城郡川西町
結崎1610-7
Tel:（0745）43-2607
HP: https://www.active-life.jp

第2章■社会福祉法人清恵会
特別養護老人ホーム おりーぶえん■株式会社未来図 Labo
フィットネス未来図加納店

アドバイス支援のねらい
腰部負担の軽減効果、動きやすさ、装着感や使い勝手を調査。活用点・改良点を確認

をはじめ、中腰姿勢の維持など、腰部に負担のかかる作業での身体のサポートを行い、腰部の負担を介護現場では、腰痛に悩んでいる介護従事者も多く、介護作業における腰部の負担の軽減は大きな課題である。本機「J-PAS fleairy」は、介護作業での使用を目的としたパワーアシストスーツであり、軽量で動きやすいことが特長である。介護従事者が装着することにより、移乗などの持ち上げ作業

介護作業全般における動きやすさ、装着感や使い勝手の良さなどを評価いただき、介護現場にて幅広く使用していただくためのポイントや改良点の確認を行った。

第3章

軽減させる効果が期待できる。
今回のアドバイス支援事業では、実際に介護現場での使用を想定した際の腰部負担の軽減効果、アドバイス支援の成果

実際に介護士の方などに装着体験いただき、実用についてのアドバイスをいただいた。最もポイントとなる腰部の負担軽減効果、特に中腰姿勢の保持での効果は感じられる、腰部の負担軽減になるのではないかとのことであった。また、従来のパワーアシストスーツと比較し、軽量である点も評価をいただけた。
装着感については一部改良が必要な点をご指摘いただけたおかげで、早急に製品の改良に取り組第4章

特に中腰姿勢の保持に効果
従来機器と比べ軽量な点にも評価

むことができた。
また、今回の評価の一部の作業で感じられた動
作の違和感について、アシスト性能のさらなる調整、製品性能を十分発揮させるための効果的な使い方の教育など、今後本機器を介護現場で幅広く使用していただくための示唆をいただいた。

第5章
第６章

J-PAS fleairy と機器装着・使用イメージ

29

第3章
案件番号
02-B07

試作機器へのアドバイス支援事業

熱中症対策機器の介護・福祉分野での
展開を検討

その他

身体冷却システム

COOLEX（クーレックス）

機器事業者・団体

株式会社鎌倉製作所
COOLEX事業部〒107-8623 東京都港区北青山2-7-11
Tel:（03）3403-0881
HP: https://coolex.jp/

アドバイス支援実施施設■医療法人和同会 広島パークヒル病院■株式会社未来図 Labo デイサービス未来図

アドバイス支援のねらい
実機を用いたデモンストレーション行い現場や専門家からの多角的な意見を求める
産業分野（工場）に展開している熱中症対策商品
を介護・福祉分野での展開を目論む。

この商品はチラーで冷やした水を専用ウェア内に循環させることで着用する作業者のみを効率的に冷却できるソリューションである。最大の特長は独自に開発した高い冷却性能の小型チラー。45℃の環境下でも10℃以下の冷水をつくる能力があり作業者を確実に冷却できる。また小型チラーの重量は約5～7kgで持ち運び可能なポータブルタイ
プ。100V電源があればどこでも使用できる。
エアコンが使用できない入浴介助作業、持ち運

製品試作機

び可能な利点を活かせる訪問介護現場の熱中症対策を想定した本機器に対し、実機を用いたデモンス
トレーション行い、冷却効果・作業者の使用感・改善
点・現仕様（ホースがつながっている）での展開の可能性など実際作業を行う現場の方や専門家からの多角的な意見を希望しアドバイス支援事業に応募した。

冷却システムのイメージ

アドバイス支援の成果
浴室介助・訪問介護での明確なニーズを確認
開発側では想定できなかった意見も冷却効果に関しては実際に体験した方からは高い評価をいただいた。
チラーのさらなる小型・軽量化、バッテリー仕様、

安全面に配慮したホース取り回しの改善、コスト面など、展開するにあたって克服すべき課題が多くあった。入浴介助、訪問介護の現場ごとに配慮すべき内容の指摘もあり、開発側では想定できなかった現場ならではの意見を聞くことができた。
また訪問介護を利用する方が熱中症の症状があ30る場合に初期（緊急）対応用機器としての応用は、当初想定していなかった内容であり大変ありがた
い意見であった。
今回のアドバイス支援事業で浴室介助や訪問介
護現場での熱中症に対する明確なニーズが確認できた。現在の新型コロナウイルスの状況下ではマスクも着用しており、その必要性は高くなっている。アドバイスいただいた課題を克服し、現場に適合する商品になるように検討をすすめていく。
介護現場の作業をより快適にできる商品を提供できるよう、今後も鋭意開発に努めていく。

案件番号コンパクトな体圧減圧・体位変換シートの有効性、対応可能分野の検討

その他

第1章

02-B08

体圧減圧・体位変換シート

機器事業者・団体

有限会社小池経編染工所■社会福祉法人健美会
特別養護老人ホーム あいケアステーション六美■株式会社ナーステックラボ

第2章

開発部
〒326-0817 栃木県足利市西宮町2833
Tel:（0284）21-7341
HP: https://www.thekoike.com

アドバイス支援実施施設

アドバイス支援のねらいコンパクトな機種で対応ができる
分野を調査

第3章

本機の特徴はシート状にしたこと。コンパクトタイ
プ器が従来機器に比べての有効性についてアドバイスをいただく。コンパクトにすれば機能も制限される。コンパクトで最大、最高の機能を与えなくては従来機と比較して魅力がない、と使用者は全ての褥瘡予防に使えるものを要望するが個々人で対応は違うはずである。コンパクトな機種で対応ができる分野があるはずである。

第4章

体圧減圧・体位変換シート

アドバイス支援の成果■社会福祉法人健美会 特別養護老人ホーム
あいケアステーション六美

使えば毎日の作業が軽減できる。そのような場所に使えればよい。人間相手であるから万能な機器はないと考える。
■株式会社ナーステックラボ

小さな移動角度で体位交換ができれば、利用者・介護者の負担減となる。身体的な差異をシート状のもので対応できるかを調査する。円背・拘縮などの身体的違いは、このシートでは対応できない、と厳試作機をみて先発商品が多数ある中、参入する
べきではないとの見方を示す。座圧軽減クッションのプロトタイプ以来相談していたので、原点に戻り、そちらで自動操作対応機にするべきだとのアド位変換シートを考えたのは、これによって救われる人がいると実感したからだ。例えばコロナ病棟では看護師たちが体位変換を行っている。このシートをる。バッテリーで稼働して、どこでも使用できるようにすると利便性が増す。

バイス。当日は車椅子を持ち込み、試験を行った。
施設内では座位褥瘡問題での解決が望まれてい第６章

しい意見を頂戴した。全ての利用者に対して対応できる機器はないと考えている当社が体圧減圧・体第5章

身体的違いへの対応は難題
座位褥瘡の解決が望まれる

31

第3章
案件番号
02-B09

試作機器へのアドバイス支援事業

速度・歩幅など歩行に関する値を測定する機器の導入による業務効率化の調査

その他

歩容測定ツール AM Unit

機器事業者・団体

リーフ株式会社
営業部〒802-0065

福岡県北九州市小倉北区三萩野2-8-17  Tビルディング1F
Tel:（093）923-1139
HP: https://reif-corp.com

アドバイス支援実施施設■ありがとうデイサービス■豊川老人保健施設 ケアリゾートオリーブ■医療法人和同会 広島パークヒル病院

アドバイス支援のねらい
機器の機能妥当性の確認
歩容測定ツール「AM Unit」は、歩行測定を目的とした機器である。本機器は床に置いて、その前を通り過ぎるだけで歩行速度や歩幅等といった歩行

衰えつつある高齢者への歩行測定サービス内容の妥当性を確認していった。

に関するさまざまな値をわずか数秒で測定することができる。本機器の導入によって、定期的に利用者の歩行機能の評価を定量化し、リハビリやトレー
ニングのモチベーションアップに繋げ、歩行測定にかかる時間を短縮し、施設従業員の業務効率を上げるといった効果を見込んでいる。今回は、本機器の導入が、実際の現場で「省力化に繋がるか」「歩行測定の業務効率化に貢献できるか」と、「フットプ
リントの活用は可能か」「評価表の見やすさ・わかり
やすさはどうか」の計4点に着目して率直な意見を集めることを目的とし、歩く力が衰えているまたは歩容測定ツール AM Unit

アドバイス支援の成果
一定の評価は得られたものの改善の余地ありた、評価表の内容を、専門家ではなく一般人である「省力化に繋がるか」および「歩行測定の業務効率化に貢献できるか」という点では軒並み高評価を得ることができ、本機器の利点が充分に活きていることがわかった。
しかしながら、「フットプリントなパターンの歩行補助具を使用しながらでも測定ができるようにとの改善希望があった。どの辺りの要望まで対応していくのか、また対応が可能なのか、社内での慎重な協議が求められる結果となっの活用は可能か」「評価表の見やすさ・わかりやす
さはどうか」の2点に関しては改善の余地が見受けられる結果となった。特に、現場での活用を期待していたフットプリントの表示が参考の予測であり、数値など詳細を見られない点が問題になったのは盲点であり、現状の機能では測定できない部分を今後どうするのか検討していかねばならない。ま32

ユーザーにも理解しやすく、かつ見やすい表記へ変更することも必要かと思われる。さらに、さまざま

た。

案件番号

車椅子による廃用症候群を予防する
筋力維持訓練機器の評価

その他

第1章

02-B10SKIP ROBO（スキップロボ）

機器事業者・団体

有限会社京和工業■笠木福祉会 介護福祉施設 龍樹■介護付き有料老人ホーム 夕佳ゆめみがさき

第2章〒411-0932 静岡県駿東郡長泉町南一色550-22
Tel:（055）988-5959
HP: http://www.kyouwakougyou.co.jp

アドバイス支援実施施設

アドバイス支援のねらい
車椅子依存の下肢筋力低下による寝たきりを回避できるかアドバイスをいただく

廃用症候群にしない自立訓練習慣を確立したい。

車椅子を足で自在移動する「SKIP ROBO」

第4章

り「車椅子依存生活は2週間で20％筋力ダウンがあり気付けば歩けず、寝たきりに繋がる」。そして、将来の大きな介護負荷になる。そこで、自立での車
椅子活用訓練を早期から行い、筋力低下させない環境を創るべく「SKIP ROBO」を開発し提案した。
「廃用化してしまった筋力の訓練や、日常生活内で早期の自立行動で下肢筋力維持すべき」とのコンセプトを設定し開発した。製品はシンプルな形状だが、機能は多彩で、各筋力の筋電測定で実証してあり、施設の実務専門家に幅あるアドバイスを求め、歩行に大切な筋力を衰えさせない、決して車椅子

第3章「車椅子での廃用症候群」を大きな社会的課題
要因と直視し、介護人材不足要因とも捉えた。つま筋電測定 上 2 段 LR 順：
腓腹筋・前脛骨筋・大腿直筋・大腿二頭筋

アドバイス支援の成果

コロナ禍の中であったが、龍樹（鹿児島県曽施市）、夕佳ゆめみがさき（神奈川県川崎市）の２事業支援をいただいた。夕佳ゆめみがさきを訪問しての意見交換や龍樹とのWEBミーティングに加え、来社での実証による意見交換等ができ、多岐にわたる専門家視点のアドバイスを得た。開発に向けた基

素足でなく介護シューズの使用 ③体幹維持に懸念のある方は初期学習の時間を設けた後に操作活用する。その一方、④「新機構の運動とした面白さ、
自律的に移動ができる喜び」や、本気の使用で訓練の自由度が得られる喜びもある ⑤反面、オーバーワークや「やめ時」の管理も必要ではとの懸念も出された。さらに⑥活用者の運動効果をどう評価をするのか等、実使用に向け、取り扱い説明書への明記の必要性が要望された。等々、早期の製品市場活第６章

本コンセプトは「車椅子廃用症候群には、日常生活内で早期から自律行動の筋力を維持すべき」として、「SKIP ROBO」に試乗した下肢筋力への作用
は、「有効性あり」と共感・同意いただいたと判断した。施設内には多くの症状の入所者がいる。よって

PTと連携し、①使用する車椅子の高さに合わせた座面マット調整 ②男女の体型に合わせた活用で、

第5章

アドバイス活用での成果評価は共有され「有効性あり、取り扱い説明での周知を」用するための貴重な指導をいただいた。介護人材不足下、車椅子廃用症候群からの生産性向上へ展開していく成果が得られた。

33

第3章
案件番号
02-B11

試作機器へのアドバイス支援事業

ベッドの上で入浴が、いつでもできる機器の開発のための検証

入浴支援

寝たままで、移乗せずに、何時でも、ベッドの上で入浴機器事業者・団体

アドバイス支援実施施設

ベッドの上で入浴企画株式会社■ NPO 法人 TUMUG〒206-0803 東京都稲城市向陽台1-5-3
Tel:（042）379-3533
HP: http://kaigonyuyoku-bed.jimdo.com

アドバイス支援のねらい
時間短縮・作業負担軽減、 災害時の利用、
新型コロナウイルス対策面での効果
ベッドの上で、寝たままで、移乗することなく、いつでも入浴できる機器を提供することで、浴室までの移動・移乗の負担をなくすことのできる、在宅入浴機器の開発を目指している。
アドバイスで確認したい点：①1人の介護者（家族）で入浴介護すると、準備・片付けに時間を要す

浴槽板：７枚組み立て（事前組み立て）

浴槽板をベッド足元側から置くる。他の介護者との連携（役割分担）ができれば時間短縮・作業負担の軽減になる。そのための工夫。
②機器の使い勝手、介護者側の操作性・難易度、機能性など。
③災害時（交通不通時）・避難所での使用とそのための工夫。
④新型コロナウイルスの対策：家庭内・移乗させない「使い捨てシート」の効果。

給排水：バスポンプ、
電池式ポンプ上半身を背もたれに
乗せて入浴
２分割保管

アドバイス支援の成果

コロナ禍のため「手順書」の事前説明ができず、ら置く。組み立ては室内保管の「２分割保管」から組み立てるので早い。現在浴槽シートは3mの万人用なので個人専用は2.2mに短く軽くする。
など工夫点をいただいたので対応していく。

アドバイスを受けた工夫点：①介護者の人数は要介護者の軽・重度により1人から複数人となり、重度の方は背もたれ角度を低くし、浴槽の長さを身長に合わせる。給湯設備からベッドまでの距離はバスポガス）ことができれば使用できるのでは。
④感染症の対策として浴槽シートに「使い捨てシー
ト」を重ねて敷き使用するのが望ましい。
今後、浴槽シートの清掃負担の軽減と合わせて、浴槽シートに「使い捨てシート」を重ね敷きして感染症対策に自身が介護者となって入浴実施したため多少の手間と時間を要した。

ンプのホースの長さ（18m）範囲。②排水・残水拭
きでは、排水ポンプ３台（36ℓ／分）で自動排水（2分）、残水10mmは高吸収タオル2枚での吸い取り（１分）が確認できた。浴槽板はベッドの足元側か

34

有効性の評価：③災害時の避難所での使用は、水を温める（電気・

通常時にも使える「使い捨てシート」を検討したい。
また浴槽板の素材として、軽い軽量鋼管パイプ、プラスチックなどを検討する。

案件番号

服薬忘れ防止をサポートする機器の開発のためのアドバイス

服薬支援

第1章

02-B12

服薬サポートシステム「のめ太くん」

機器事業者・団体

ニプロ株式会社■かわさき J プロジェクト +■医療法人社団輝生会

第2章

営業推進部
〒113-0033 東京都文京区本郷4-3-4
Tel:（03）3818-2283
HP: https://www.nipro.co.jp/
HP: http://www.caremed.co.jp/

アドバイス支援実施施設

アドバイス支援のねらいターゲットや機能の過不足について評価を受け、 今後の製品開発に繋ぐ

発に繋げるためにアドバイス支援事業に参加した。

第3章

本機器は、施設や在宅で服薬を必要とする方を対象に、飲み忘れを防止するために開発を検討しる。今回は、製品のターゲットや機能の過不足を、幅広い目線で評価を受けることで、今後の製品開第4章ている機器である。現段階での構想は、設定された服薬時間になると、お知らせ音とともにお薬カプセルが自動で出てくることで、飲み忘れ防止をサポートする仕組みとなっている。カプセルを取り出
すと、自動的に服薬の状況を動画撮影し、介護士や家族などと専用のサーバーを介して共有され、確認可能であるとともに、テレビ電話機能や、温度・湿度の異常値をオンラインで検知する機能も搭載しており、見守り支援システムとしても活用可能であ

服薬サポートシステム「のめ太くん」 試作機

アドバイス支援の成果
個人宅か施設か、 複数利用者か対象を明確にした開発改良をまず、共通してあがった意見は、ターゲットを明確にすべきというところであった。個人在宅をメインとするのか、施設への設置を主目的にするのか。また、施設であれば特別老人養護ホームを対象とす本機器が、在宅を主目的とする場合は、サイズと重量の改善点が最重要課題であることが、改めて認識された。施設においては、特別養護老人ホームのような、食事等を一同に会する方式の場合は、個人用機器ではなく複数の利用者を対象とした機器の開発が必要で、サービス付き高齢者住宅のよ

うな、ある程度自立した利用者を対象とした場合は、本機器を軸に細かい改良を重ねるべきと方向

第６章

名に実機を触ってもらうことで、それぞれの視点か
ら評価を受けた。

第5章

今回のアドバイス支援は、かわさきJプロジェクト+と医療法人輝生会の2社にて実施いただいた。かわさきJプロジェクト+では、3名の評価をそれぞれの視点でうかがい、実際に機器を部屋に設置するなどして評価を行った。医療法人社団輝生会では、
看護師・ケアマネージャー・薬剤師など、関係職員5

るのか、サービス付き高齢者住宅を対象とするのか等、明確なターゲットの明示とそれに合わせた開発が必要であることがわかった。

付けることができた。
今回のアドバイス支援は、ターゲットと今後の方向性がはっきりしたため、非常に有用であった。

35

第3章
案件番号
02-B13

試作機器へのアドバイス支援事業

体位変換・おむつ交換介助時の身体的負担を軽減する機器の開発のための意見収集

その他

体位変換装置機器事業者・団体

アドバイス支援実施施設

船井電機株式会社■介護付き有料老人ホーム

開発本部〒574-0013 大阪府大東市中垣内7-7-1
Tel:（072）870-4489
HP: http://www.funai.jp/

夕佳ゆめみがさきアドバイス支援のねらい
機器利用時の安全面の条件を中心に調査
介護・看護現場での慢性的な人員不足、高い腰痛保持率の問題解決に寄与するため、本装置では実際の利用者を想定した場合に安全面において利用がふさわしくない条件等についてアドバイスしていただくことをメインのねらいとした。

介助作業の中でも身体的負担の大きな体位変換やおむつ交換作業での支援を行うことを目的としている。それだけではなく、要介護者が受ける作業の均質化により安楽を保つこと、作業全体の効率化
といったトレードオフになりがちなこれらを、全てより良い状態にすることを目標としている。一人でのおむつ交換作業が可能となり、片手で要介護者の体を支えながらの作業が不要なため、両手での作業が可能となる。要介護者にとっても背中全体で身体を傾けるため、介護者の技能によらず心地よく受けていただけるよう開発してきた。

体位変換装置アドバイス支援の成果

対象と想定している利用者の割合、日頃の作業よって難しいとのご意見をいただいた。スタッフの力量（技能・知識）によっては、この装置を使いこなせないのではということだった。これについては次の開発品も含め対応を検討したい。アドバイス支援

規参入となることから販売やサポートに関する質問に対しても快くご回答いただき、とても有意義な意
見交換になった。
本装置は病院や介護施設において要介護3以

ムでは要介護度が高めなので想定利用者は増えるとのことで、今後の情報収集の参考となった。マット
レスは体圧分散性の良い低反発／高反発の二層式のものを採用しているのだが、少し柔らかいとのご用されてみて、介護者の負担軽減を実感してもらえた。ただ、円背、麻痺のある方の利用には症状にた。

新規分野参入にあたってのアドバイスも得て有意義な意見交換の場となるの状況から、装置に対する機能、作業面での改善点だけでなく、弊社としては介護・福祉分野へは新上の方が実際に使用（就寝）されることを想定しており、在宅向けの装置開発も今後計画している。試36実施施設における想定利用者数は、平均の要介護度が高くないため多くはないが、特別養護老人ホー指摘をいただき、利用者の寝心地にも注力して意見収集および開発をしていく必要性を改めて認識し案件番号

睡眠状態や生活状況をモニタリングするセンサー開発・普及のためのヒアリング調査

見守り支援

第1章

02-B14

眠り解析センサーM-Sleep

機器事業者・団体

フランスベッド株式会社■介護付き有料老人ホーム

夕佳ゆめみがさき

第2章

法人企画課
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-16
Tel:（03）5549-2936
HP: https://www.francebed.co.jp/

アドバイス支援実施施設

アドバイス支援のねらい
睡眠状況の可視化による訪室回数の削減効果
利用者の生活リズム改善について意見を求める者、使い方によるリスクの特定について専門職の知見を得ることをねらいとした。

第3章

利用者のバイタルデータや体動を検知し、睡眠状態とベッド上での状態をモニタリングするセンセンサーを活用したケアを行うことで利用者の生活リズムや状態の改善の一助になり得るか、本機
器の改良点、および施設での利用へ向けての対象

第4章

サーを開発した。複数の利用者の状況をリアルタ
イムで把握でき、睡眠状態や生活状況のデータを蓄積し、グラフで表示可能なため、睡眠や生活リズ
ムの傾向を確認でき、生活習慣の改善にも活用可能となる。また、ベッド上での起き上がりも検知し、転倒のリスクがある方への迅速で的確なサポートが可能となる。本調査では、本機器が夜間の訪室
回数の削減、利用者の覚醒状況に合わせた排泄ケ
アの改善等に有用であるかを検証し、職員が睡眠

リアルタイムで状況把握、データを蓄積しグラフで表示

アドバイス支援の成果

方、④状態低下によりバイタルが不安定な方などが挙げられた。本機器の成果として睡眠中か覚醒しているかを遠隔把握できることにより、利用者へ的確なタイミングでアプローチでき、夜間における体位常を検知した際は独自で復旧を試みられるよう、対応手順などがポップアップ表示されるとよいとの意見が出た。さらに覚醒タイミングの情報を頻繁に動いているスタッフに知らせるには、固定端末では効方、②居室滞在時間が長く室内行動が頻繁もしくは把握しづらい方、③夜間覚醒していることが多い

減少効果も期待できるとの評価をいただいた。
配慮事項としては、直接視認しないことでコミュた。操作環境においてはモニター画面の表示や操作性は簡易で分かりやすさを追求し、特に機器の異果を十分に発揮できないため、タブレットやスマートフォン等との連動もベーシックシステムとして備え

第６章

変換が睡眠を妨げることなく行え、排泄介助においては適正化されることにより、紙おむつ等の使用量

第5章

本機器の適応者像は①ベッド上滞在時間が長い

ニケーション量の減少による心身機能の低下を懸念された。直接応対が少なくなることで逆に不安になる利用者もいるため、運用にあたってはカンファ
レンスにより十分な検討が必要になることが判明し適切なタイミングでのサポートに高評価
一方でコミュニケーション量の減少が課題ておくとよいとのアドバイスを受けた。今回の結果を活かし、今後の機器開発と普及に努めたい。

37

第3章
案件番号
02-B15

試作機器へのアドバイス支援事業

AI 搭載自律走行ロボットの利便性向上のための
意見確認

見守り支援

見守り運搬兼除菌ロボット Aeolus（アイオロス）

機器事業者・団体

丸文株式会社
ディオネカンパニー〒103-8577 東京都中央区日本橋大伝馬町8-1
Tel:（03）3639-9650
HP: https://www.marubun.co.jp/

アドバイス支援実施施設■メディカル・ケア・サービス株式会社
ファミニューすみだ文花

アドバイス支援のねらい
新機能の有用性、 夜間巡視や除菌における作業負担の軽減効果を確認

るのか、スタッフの夜間作業、除菌作業における負担軽減を見込めるのかの確認、および実際の作業

Aeolus（アイオロス）ロボットはAIを搭載した自律走行可能なロボットで、自分でエレベーターのボ箇所や作業内容、頻度等をアドバイスいただき、より使い勝手のよいロボットの開発につなげることを目的とした。

て搭載する紫外線照射による除菌機能の両方が、実際の施設において有用な機能になり得

自律してスライドドアの開閉やエレベーター搭乗を行なう

タンを押して搭乗し、スライドドアを開閉して広範囲を移動できる。これを利用して物の運搬、見守り、除菌などが可能なロボットであり、介護施設スタッフの負担軽減をコンセプトとしている。見守り、運搬、除菌など複数のタスクを実施することができ、24時間働くことができる。そのため人材不足の課題解決に貢献できると考えている。
今回は、夜間巡視機能に加え、新機能としアドバイス支援の成果
基本性能は問題なし
スタッフの負担軽減に十分貢献できると評価ので、そういう施設向けにソリューションを提供して欲しい。

エ レベーター搭乗に時間がかかるため、これの改善をして欲しい。
●
移動ノイズを可能な限り削減して欲しい。
●
入 居者へ簡単な日本語などでの挨拶ができるとよい。
●
巡視の際、バイタルまで検知できると助かる。
●ア プリは時間だけでなく曜日も設定できるように●

実際に実機が動作しているのを確認いただき、また、アプリを使用しての操作を体験いただいたことで貴重なコメントをいただけた。
巡視機能に関して、スライドドアの開閉がスムー

ズであり、離床確認も問題なくできていたとコメン
トをいただいた。除菌機能に関しても、
ドアハンド
ル、エレベーターパネル、手すりなどの除菌は問題なさそうとのことで、両機能とも高評価をいただけた。操作性に関しても、作業内容、時間、場所をOn／Off設定するだけなので、こちらも高評価をいただけた。全体的にスタッフの負担軽減に十分貢献できるだろうとのコメントもいただけた。一方で以下のご指摘もあった。
●
Wi-Fiや4Gを導入していない施設もまだまだある

38

して欲しい。
今回アドバイス事業に参加したことで、基本性能面では問題ないことが確認できた。今回いただいた貴重なご意見に対応していくことでより利便性を高めて、今後の業界全体が抱える問題解決へ繋げていきたい。

第1章

第2章

第3章

第4章

第5章

第６章

39

第4章
案件番号
02-C01

介護ロボット等モニター調査事業

独自の画像認識技術による見守りシステムの夜間帯介護業務での試用検証

見守り支援

みまもりCUBE Plus ―システムLight―

機器の概要
スマートフォンへ検知結果を通知

独自の画像認識技術搭載「みまもりCUBE Plus
―システムLight―」は、カメラとセンサーを併用して検知する従来製品と異なり、映像だけで判断を行

機器設置の様子

独自の認識技術により映像だけで判断対象者の状態を自動検知して通知

い検知できる技術。
端座位や施設（居室）からの入退出の状態を、自動で検知しモニター側スピーカーやスマートフォン

からお知らせすることができる。検知の設定は、全て自社オペレーターが遠隔操作にて行うので、電話一本で設定の変更や調整が可能となっている。

検知のタイミングは、ヒアリングを行いながら調整を行い、対象者の状態にあった検知設定が行えるのも「みまもりCUBE」の特徴である。

ＰＣモニターでの確認

モニター調査の概要

今回は「みまもりCUBE」を活用した夜間帯のオ

評価項目⑵ 介護者による「みまもりCUBE」の移設に要する時間…介護職員にアンケートを実施する
評価項目⑶ 録画の必要性なっており、負担が大きい現状があった。必要に応じてセンサー機器を使用した見守り体制で対応しているが、駆け付けても既に転倒しており間に合わないケースや、急いで駆けつけても何も起きておらず逆…介護職員にアンケートを実施する
評価項目⑸「みまもりCUBE」についての主観的評価の収集
…介護職員にアンケートを実施する

機器を活用した夜間帯の介護業務を実施
少ない人員配置の中での効果・改良点を評価
ペレーションを実施した。夜勤帯は2ユニット20名の入居者に対して介護職1名の職員配置で業務を行に入眠を妨げてしまうケースもあった。
人手の少ない配置業務の中で「みまもりCUBE」…介護職員にアンケートを実施する
評価項目⑷「みまもりCUBE」の操作性を導入することにより、どのような効果・用途、また機器の改良点があるのかを以下5つの評価項目をもってモニター調査した。
評価項目⑴「みまもりCUBE」の誤報数および失報数に対する割合…業 務のタイムスタディをシートに記入し事前
事後で比較

40

業務のタイムスタディ評価シート（見本）機器事業者・団体

モニター調査協力施設

株式会社ラムロック■社会福祉法人いずみ福祉会
特別養護老人ホーム 第二いずみ苑

サービス事業本部〒820-1111 福岡県飯塚市勢田1950-1
Tel: (09496)2-3156
HP: https://www.ramrock.co.jp/

第1章

モニター調査の結果
映像を確認しながら的確に訪室
介護者、 施設入居者ともにメリット「みまもりCUBE」を使用することで映像を確認しながら的確に訪室し対応することができるため、夜●間業務を効果的、効率的に遂行することができた。
転倒事故を未然に防ぐことができ、入居者の居室への訪室も必要時のみと回数を軽減できるため、●●介護者、入居者ともにメリットがあると感じた。
モニターにてリアルタイムな状 況を確 認できるため、他のセンサー系の機器に比べて効果的な見守り体制構築が可能であった。
スマートフォン、タブレット等のデバイスでも、メー
ル通知、リアルタイムモニターの確認ができ、離れた場所であっても正確な情報が映像として可視化

モ ニタ ー 調査 協力施設の 声
限られた職員数で負担の大きい夜勤業務で効果を実感

被介護者の状態観察業務は介護者の経験と知識を要する。時に夜間帯においては人員も最小限で、入居者全員の状態観察、安全確認を行わなければならない。被介護者がトイレに行こうと思い、ベッドから起きようとして転倒した場合には骨折等のけがを受傷してしまうことがある。そのよ
うな転倒事故が発生しないように、また早期に対応することで未然に防げるように、介護者は被介
護者がけがすることなく安全安心な生活を送るた

されるため、介護支援の判断が的確に行えた。
●

他の記録業務や待機中にも、モニターにて要観察者の状況が確認出来るため「いつ転倒するか不安」「こまめに訪室しなければ」という職員の不安感を軽減でき、必要時にのみの対応が可能なため
業務効率化、職員の負担軽減に繋がった。
● 介 護 業 務の過 程における効 果（安全な介護の実施や効率的な介護の実現等）としては転倒等を未然に防ぐことができた。
● マニュア ル 通りの 業 務を行なって いることの 証 明にもなるので何か問題があった時に確認することができた。

との効果があると、現場職員からの声をいただい
た。

第
3
章

■特別養護老人ホーム第二いずみ苑
施設長 上野 博文の負担は大きい。今回のモニター調査事業に参加
して「みまもりCUBE」を活用した夜勤業務のオ
ペレーションを実施して、必要な時に効果的に訪第4章

室し、未然防止の対応や支援ができるケースを実感した。録画機能を活用すれば言葉で伝えるよりも正確に状況の伝達を行うこともできた。

第5章

めの支援、環境設定を工夫していく必要がある。
しかし、全ての被介護者の居室内の観察を限られた職員数で遂行していくには限界があり、介護者

第2章

特別養護老人ホーム 第二いずみ苑の外観

第
６
章

41

第4章
案件番号
02-C02

介護ロボット等モニター調査事業

被介護者の排泄の通知と記録を行うシステムの
試用評価

排泄支援

おむつモニター（排泄通知システム）

機器の概要
被介護者の排泄の通知と記録を行う
排泄支援システム
おむつモニターのサーバー

排 泄を 介 護 者 に 通 知 できない寝たきりの被介護者のシーツの下に設置した、ニオ
イ、湿度、温度からなる排泄検出センサーにて、排便と被介護者に不快感を与えることがない。

排泄センサーはLPWA（Low Power WideArea）の新しい無線通信を用いてサーバーに直接情報を送るために、LAN配線や中継器の設置工事がなくても広い介護施設をカバーすることができる。

排尿を検出し、アラー
トを 出 す とともに、排 泄 状 況の経過をトレンドグラ
フで表示する。
排泄センサーはシーツの下に設置するため、介護者が毎日センサー交換作業をすることもなく、また、センサーの形状は薄くて小型のためおむつモニターのシステム

モニター調査の概要◆調査環境◆不確定要素と排泄判定
個人ごとに異なる排泄物の違いや、汗、寝具、防水シート、褥瘡予防枕等の環境、その他にセンサー
個体差や設置位置の違いで排泄を判定できるか検を判定して、サーバーでデーターベースを作成し、排泄または排尿のしきい値を超えた時にアラートを発生させる。
排泄センサーは、ニオイ、湿度、温度の3つのセン◆しきい値の設定
排便と排尿を判定するしきい値は不確定要素が多いために、介護者が被介護者ごとに個別に設定する方法は煩わしいため、自動でしきい値を設定でき

介護施設で運用する場合の問題点の抽出と改良点を検証6人の被介護者のベッドとシーツの間に排泄センサーを設置し、排泄センサーの情報から排便と排尿

サーからなり、ニオイはオナラや排便を検出し、湿度はおむつから漏れる湿度を検出し、温度はベッド内証する。

る論理を検証する。

の温度を計測し、寝具が安眠に適した温度か、センサーの設置場所が適切かを検出する。
◆無線通信の到達距離調査の介護施設は複雑な形状の建物で、ドアも入り口と内部の2カ所があり、以前Wi-Fiメッシュ無線

で中継器を設置してもカバーができなかった施設
で、長距離無線LPWAが安定的に長期間送信をできるか検証する。

42

リアルタイムグラフ（しきい値の変更と排便、 排尿の判定を確認）

機器事業者・団体〒241-0826 神奈川県横浜市旭区東希望が丘7-25
Tel:（045）532-5581
HP: http://fajpn.com■介護付有料老人ホーム ソノラス・コート油壷

第1章

株式会社エフエージェイ

モニター調査協力施設

モニター調査の結果
一定の環境下に於いては、 排便と排尿が正確に判定できた。

排便では、本システムの通知を活用して迅速な排泄処理を行うことにより、被介護者の健康と清潔性を保つことができる。
排尿では、おむつの品質が向上しているので、即時対応しなくとも排尿の変化を見ながら適切なタイミングでおむつ交換を行うことができる。おむつを開けずに排尿がわかるので、被介護者の安眠を妨げた
り、定期的な巡回点検を減少させることができる。

第3章

付属機材が多いため、ノートパソコンをサーバーに換え、使いやすくした。
●
LPWAの無線方式も長距離を安定的に送信できることを確認した。
●セ ンサーケーブルが短いと、シーツ交換時に正規の位置に固定されにくいので、センサー信号の減◆今後に関して第2章◆装置に関して●
当 初のサーバーはマイコンを使用していたが、液晶モニター、スピーカー、キーボードとマウスなどがずれたり外れたりすることがあった。

衰の許容範囲でケーブルを長くした。

ために、最適なセンサー位置が決めにくい場合があった。
●
複数の介護者が介護にあたるので、センサー位置

モ ニタ ー 調査 協力施設の 声

1 日のトレンドグラフ■介護付有料老人ホーム ソノラス・コート油壷
ケアダイレクター・介護福祉士 笹本 茂幸

第5章

おむつを開かなくても排便排尿がわかり
毎日のセンサー交換作業もない

第4章◆不確定要素と排泄判定に関して●
1日のトレンドグラフは排便と排尿のレベルを明確に表すことができたが、センサーに感度差がある
ため、感度の良いセンサーを選別する必要がある
ことが判明した。
●
被 介護者の体位、褥瘡予防枕、防水シートなどの排便と排尿を分けて知らせてくれるので、それぞれに応じた排泄処理ができるので有用である。

しかし、センサーによっては排泄の検出が正確にできないものがあったので、すべてのセンサーで排泄検出を正確にできるようにして欲しい。
また、シーツ交換でセンサーの位置が動くこと

介護棟内はダイレクトに無線が届くので工事不要なため容易にシステム導入ができる。
2時間、12時間、1日、5日、10日単位で排泄確認ができる。

第６章があるので、センサーの配線をベッドにテープで固定して使用した。

ソノラス・コート油壷（中庭からの外観）

ナースコールシステムへ連動できると良い。
（モニター設置場所以外で確認が取れるため）

43

第4章
案件番号
02-C06

介護ロボット等モニター調査事業

福祉・介護分野における口腔機能向上への貢献度を調査その他

染め出しライト

機器の概要
光を当てるだけで目では見えない
歯垢や歯石を可視化
口腔機能を向上するための最も簡単な方法は、口腔ケアである。
しかし、口腔ケアで除去すべき歯垢や歯石は肉眼では見ることが難しい。肉眼で見るための手段として、歯垢着色液はあるものの、不便性が高いため普及は限定的である。

弊社は、この歯垢着色液を再定義し、光を当てるだけで目では見えない歯垢や歯石を視覚的に視ることができる「染め出しライト」を開発した。

本提案機器を用いることによって、福祉・介護分野
における口腔機能向上の普及への貢献について、本支援事業を通じて確認することを目的とした。

機器の概要

モニター調査の概要
口腔ケアに対する意識、 介護負担感をアンケート調査
平成18年より介護保険の中に予防給付を組み入れ、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上といった介護予防サービスの取り組みを開始している。その中で、口腔の機能向上は歯科医師や歯科衛生士の専門的知識を必要とするため取り組みが難しい。
「染め出しライト」を使うことで専門的知識が十分でなくても、口腔機能向上に取り組むことができるかを実施機関で行い、アンケート調査でスタッフからのフィードバックを得る評価を行う。当初は、実施機関を利用する生活者からのフィードバックを得る調査で進めていたが、感染症拡大による影響を考慮し、スタッフのみとした。
実施スケジュールは以下の図の通りである。ア
ンケート①は、性別、年齢、職種などの属性、およびアンケート回答者の口腔ケアに対する意識調査、
アンケート②は、多次元介護負担感尺度（Burden
index of Caregiver）、アンケート③は、口腔関連介護負担感（Oral Health related Caregiver44

モニター調査の概要

Burden Index（OHBI）Copyright ©2016 by
Yuhei Matsuda reserved）である。

モニター調査協力施設

歯っぴー株式会社■日本基準寝具株式会社〒861-5513 熊本県熊本市北区鶴羽田町1041-57
Tel:（096）343-3265
HP: https://plaque-detection.jimdo.com/

エコール・デイ西条

第1章

機器事業者・団体

モニター調査の結果
機器使用による意識向上の効果
介護負担感への効果を確認の回答者の口腔ケアに対する意識調査として、「口腔ケアに対する自信」「十分に行えているか」などを行った（グラフの上側3項目）。その結果、「染め出し

デイサービス内でも食後の歯磨きを行われる
お客さまが少ないことから、高齢期における口腔への意識は低いと思われる。
今回の検証では、部分入れ歯や総義歯を使用する簡易的な方法で、口腔内の汚れを視覚的に確認することができた。

■日本基準寝具株式会社

エコール・デイ西条の結果が分かりやすかったため、汚れた箇所により、お客さま自身が歯ブラシを変更（柄が細いものに変更）、マウスウォッシュを持参するなど、「染め出しライト」実施後の口腔機能への変化が現れた。
ADL行為の維持・向上は、リハビリテーション
や生活上のサポート、環境調整などさまざまな手段を使ったアプローチ方法があるが、口腔への意識を高めることで、健康をサポートでき、2次第６章する方が多い中、自歯が残っている方は思った以上に少なく、歯科受診や定期清掃（定期受診）を行われる方も少なかった。
今回のモニター調査では、口腔内を光で照射

調査結果のグラフ

第5章

歯磨きの結果が分かりやすく、利用者に変化

負担感による効果からも口腔機能向上に一躍を担うことができると考える。

第4章

モ ニタ ー 調査 協力施設の 声科保健医療提供体制の構築と強化に取り組む」と明記されることからも口腔機能向上は、今後の介護・福祉分野に必要不可欠であると言える。本モニター調
査で、スタッフなどのサービス提供者の意識調査、第3章

ライト」を使うことによる意識向上の効果が確認できた。
また、アンケート②は、多次元介護負担感尺度（Burden index of Caregiver）、およびアンケー
ト③は、口腔関連介護負担感（Oral Health related
Caregiver Burden Index（OHBI）Copyright©2016 by Yuhei Matsuda reserved）によるスタッフの負担感調査を行った（グラフの下側2項目）。その結果、「染め出しライト」を使うことによるスタッフの負担感への効果が確認できた。
骨太方針2020に「細菌性やウイルス性の疾患の予防という観点も含め、口腔の健康と全身の健康の関連性を更に検証し、エビデンスの国民への適切な歯科口腔保健の充実、歯科医療専門職間、医科歯科、介護、障害福祉関係機関との連携を推進し、歯第2章

利用効果、調査分析の主な結果を以下のグラフにまとめる。
「染め出しライト」使用後のアンケート①

情報提供、生涯を通じた歯科健診、フレイル対策・重症化予防にもつながる歯科医師、歯科衛生士による的障害の予防・重度化を予防することができると考える。

口腔ケア前後の汚れを評価でき、歯磨き前後

45

第4章
案件番号
02-C07

介護ロボット等モニター調査事業

自動体位変換マットレスの床ずれ防止効果
および介護者と被介護者の負担軽減効果検証

その他

体位変換エアマットレス ここちあ利楽flow（ここちありらくフロー）

機器の概要
かたさを自動設定。ずれや転落を防止しながら自動体位変換「ここちあ利楽flow」は電源を入れて被介護者が横になると、被介護者の状態に合わせてかたさを自動設定し、常時寝位置を検知してずれや転落リスクを軽減しながら自動体位変換を行う全自動エアマッ
トレスである。背部と臀部に配された体位変換セル
が15分ごとに1カ所ずつ膨張収縮して小さい体位
変換をゆっくりと行うことで、寝心地に配慮しつつ体圧分布を変化させる。体重や姿勢の変化に応じて常時適したかたさに設定されることで効果的に体圧を分散し、設定ミスによる体圧の集中や底着きを防ぐ。
また、全自動運転により操作が不要で介護業務を阻害しない。

ここちあ利楽 flow

体位変換動作イメージ

モニター調査の概要
3 施設各 10 人を対象に、 機器使用と人力による介助を比較調査
寝返りのできない床ずれリスクのある方が、本製品を用いて常時適切なかたさに設定されながら自動で体位変換が行われることで、床ずれの発生・悪化な
く、介護業務負担の軽減につながるかを調査した。

◆調査対象者
日常生活に介助を要する高齢者10人×3施設◆調査方法

従来使用のマットを用いて人による体位変換介助を行った場合と、本製品を用いて人による体位変換
介助を極力行わず、自動体位変換機能のみを使用した場合について、各期間2週間ずつ調査を実施、各期間の3～12日目の10日間を対象期間とした。
◆調査項目
1． 床ずれ防止効果
皮膚状態を記載、
２段階悪化で評価中止

2． 介護業務の負担軽減効果①介護業務負担…質問紙法②業務工数…介護業務を記録③居室での介助動作の活動時間…腕時計型活動量計で測定（みどりの郷福楽園のみ）
3． 被介護者の負担軽減効果

調査方法の概要①緊 張 緩 和 効 果 … 弊 社 製 体 動センサ「 眠りSCAN」
を用いて呼吸数と心拍数測定②観察結果を記載
4． 介護業務の過程における効果
質問紙法

46

モニター調査協力施設

パラマウントベッド株式会社■社会福祉法人櫟会
特別養護老人ホーム くぬぎ苑
■社会福祉法人江戸川豊生会
特別養護老人ホーム みどりの郷福楽園■社会福祉法人シルヴァーウィング
特別養護老人ホーム みさよはうす富久

開発部 マットレス開発課〒136-8670 東京都江東区東砂2-14-5
Tel:（03）3648-1199
HP: https://www.paramount.co.jp/

第1章）

機器事業者・団体

第2章

試用機器の設置

モニター調査の結果

1．床ずれ防止効果

3施設の対象者30人のうち、夜間に2回以上の体位変換介助を実施した6人を評価対象外とした。評
価対象者24人に対し、本製品使用時に3人のもとも防止効果について両条件に有意的な差がないことがわかった。5人のうち3人は両条件で発生し、発生期間は本製品使用時が短かった。また、自動体位変換がOFFになる使い方で発赤が発生しやすかった。

・睡眠を阻害されない
・体位変換のモレや技術差がなくなり負担減
・体位変換用クッションを減らせて窮屈さがない・柵等への接触リスクが減る

等が報告された。

4．介護業務の過程における効果

第5章とあった皮膚トラブルが消失した。また、皮膚トラブ
ルが発生したのは両条件ともに5人であり、床ずれない」が13％⇒33％に増加し、介護業務の負担が有意に減少することが分かった。
②③業務工数・介助動作時間
各対象者において1日5～10回の体位変換介助が削減され、居室での介助動作時間が2割削減された。
3．被介護者の負担軽減効果①緊張緩和効果
本製品使用時に呼吸数が有意に低下した。
（-2.3％）②観察結果

第4章

床ずれ防止効果①介護業務負担「負担」が52％⇒27％に減少、
「負担では

第3章

人による体位変換と有意差ない床ずれ防止効果
介護業務の負担が有意に減少

・体位変換の時間を別のケアに充てる事ができる
・他の利用者から目を離さないで済み、転倒転落リスクに迅速に対応できる等が報告された。

2．介護業務の負担軽減効果

第６章

介護業務の負担軽減効果

被介護者、 介護者に対する効果

47

第4章

介護ロボット等モニター調査事業

モ ニタ ー 調査 協力施設の 声
別のケアや業務に充てる時間ができた■櫟会 くぬぎ苑
経験年数が短くても手技の差なく安心してケアができた。無理に体を動かされないため表情や筋緊張に変化がみられ、安心して過ごしていただけるようになった。体位変換の時間を利用者とのコミュニケーションや別のケア、業務に充てることができた。
■江戸川豊生会 みどりの郷福楽園
皮膚トラブル改善につながったケースが多く見

くぬぎ苑

48

られた。眠りSCANの併用で安否確認をしながら、休息の邪魔をせず体位変換ができるので、介護業務の負担軽減と寝心地改善に大きく貢献できた。個々に合ったエアマットの設定ができるよ
うになれば、さらなる床ずれ防止につながると期待する。

■シルヴァーウィング みさよはうす富久
介護職員から「自動体位変換の動きが細やか」
等の意見が寄せられ、利用者から「痛みがない」
等の声があり、全般的に良い効果が得られた。寝
位置がずれた際には自動体位変換の動きを制限する機能があり、優れていると感じた。

みどりの郷福楽園

みさよはうす富久

第1章

第2章

第3章

第4章

第5章

第６章

49

第4章
案件番号
02-C09

介護ロボット等モニター調査事業

特殊生地で摩擦軽減し体位変換しやすく褥瘡予防効果のあるシーツの試用調査

その他

プレベンティブシーツ／タフスライディングパッド

機器の概要
摩擦力軽減で体位変換しやすく褥瘡を予防
防水機能付きパッド併用でさらに軽減
プレベンティブシーツはシーツ中央に特殊な生地を使用しており摩擦を綿シーツの約1/3に軽減させる。それによりベッド上での寝返りや体動等を利用者自身の残存機能を使って行い自立支援に繋げる。また摩擦力の軽プレベンティブシーツ

減により褥瘡の予防、介助者の腰痛予防を行う。タフス
ライディングパッドはプレベンティブシーツと併用することで摩擦を約1/4に軽減できる防水機能付き体位変換器。防水シーツを使用すると動きを妨げるという概念を覆す。パッドは3層構造となっており中央部に吸収体を採用することで1ℓの水分も余裕で吸収する。

プレベンティブシーツ上にタフスライディングパッドを設置

タフスライディングパッドのハンドル

モニター調査の概要
2 施設に入居中の13人で試用調査
介助者にアンケート
ベッド上で体動等をスムーズに行えない利用者が摩擦を軽減するプレベンティブシーツおよびタフス
ライディングパッドを使用することにより自力での体動・体位変換を行い自立支援へと繋げていく。また不動や、せん断力等の応力による褥瘡のリスクを軽減する。介助者にとっては利用者が自立することにより、介護負担の軽減、スライディングシーツ等を使用する手間が省けるので時間の短縮に繋がる。そして楽な力で移動介助が行えるので腰痛予防にも効
果が期待できる。
令和2年10月15日より令和3年2月2日まで2つの施設で看護師・理学療法士・介護福祉士によるモニター調査を行った。対象者は施設に入居中のパーキンソン病の難病患者・脊髄損傷の障害者・認知症や50

褥瘡の高齢者等を含む13人。医療法人厚生会では任意のアンケート用
紙を用い、特別養護老人ホーム飛鳥

晴山苑では弊社が機器使用の様子
用意したアンケー
ト用紙に介助者が記入を行った。弊社が用意したア
ンケートは下記の項目について行った。①利用者に関すること ②介助を行う方について ③利用環
境について ④機器の利用効果に関すること ⑤

機器の使い勝手に関すること ⑥機器の改良点に関すること ⑦職場での利用の継続について ⑧
スライディングシート等との比較 ※摩擦を軽減させるベッドシーツの使用による効果の検証。

調査協力施設

調査期間

対象人数調査を行った人

調査方法

飛鳥晴山苑

令和2年10月22日から
令和3年2月2日まで

5人

理学療法士・看護師・介護福祉士・管理栄養士

アンケート方式

厚生会

令和2年10月15日から
令和3年1月21日まで

8人

作業療法士・介護福祉士

アンケート方式

機器事業者・団体

モニター調査協力施設

有限会社ホームケア渡部建築〒683-0104 鳥取県米子市大崎290-1
Tel:（0859）28-8487
HP: https://www.homecarewatanabe.com

第1章■特別養護老人ホーム 飛鳥晴山苑■医療法人厚生会

モニター調査の結果
自力で体位変換が行える
移動やオムツ交換が楽

職場での利用の継続：今後も積極的に使用したい。

利用者の自立：自力で体位変換が行えるようになった。／介助時の苦痛な表情がなくなった。

第2章／試してみたい利用者がいる。
スライディングシート等との比較：プレベンティブ
シーツそのものが滑るのでグローブより使いやすい。／常時設置したままで使用でき、職員の負担軽減に繋がる。／事前の準備やスライディングシートを敷く手間が省略されるのは大きなアドバンテージ

腰痛予防：ベッド上での移動やオムツ交換が楽に行えるようになった。／摩擦が少なくなり腰への負担が
減った。

になる。
改良点：BOX型シーツなので臥床したまま交換がで介助量の軽減：体重が重くポジショニングが難しかったが、的確な位置にクッションを当てられるようになった。／体位変換だけなく上方への移動も自力きない。／タフスライディングパッドがシワになる。

第3章

や声掛けでできるようになった。
使い勝手：①プレベンティブシーツ：滑る部分が限られているので使いやすかった。／BOXシーツで交換が簡単。②スライディングパッド：汚染時の防水はしっかりしておりシーツが汚れなかった。

スライディングシート等は使用にあたり手間が掛かることや技術が必要であったが、本機器は誰でも簡単に使用ができる。社会問題になっている介助者の腰痛問題や利用者の自立支援のために医療・介護現場への普及が期待できる。

【利用者属性（飛鳥晴山苑）】
対象者 性別

介護度

身長

体重

褥瘡
リスク

疾患名

備考
ベッド上で過ごすことが多く褥
瘡リスク高。身体が大きく介護
者の負担多

1

女性

91

要介護5

147㎝

61.6㎏

有

頸椎後縦靱帯骨化症、洞不全症候群、糖尿病

2

女性

79

要介護4

155㎝

46.2㎏

無

パーキンソン病、糖尿病

3

女性

94

要介護5

143㎝

40㎏

有

認知症

4

女性

76

要介護3

145㎝

55.6㎏

有

男性

79

要介護4

170㎝

50㎏

臀部に褥瘡の既往あり

右半身マヒあり。右足への負担
脳梗塞、右内頸動脈閉塞、
大きく痛みもあり。体重が重く
高血圧、高次脳機能障害
移動の補助に負担大
レビー小体型認知症、症候性てんかん有

1日の大半をベッドで過ごし褥瘡リスク高。身体が大きく体位変換などベッドの高さを調節し
てもつらい

第5章

5

第4章

年齢

【アンケート調査の結果（飛鳥晴山苑）】
使い勝手

改良点

スライディング
シート等との比較積極的に利用したい。
試したいと思う利用者がいる

使いやすかった

利用を検討したい。
試したいと思う利用者がいる

非常に使いやすかった

利用を検討したい。
試したいと思う利用者がいる

どちらでもない

改良すれば使いやすくなる

積極的に利用したい。
試したいと思う利用者がいる

どちらでもない

わからない

改良すれば
積極的に利用したい。試したい
非常に使いやすくなると思う利用者がいる
使いやすかった

自立
支援

褥瘡

腰痛
予防

介護量
軽減

シーツ

パッド

シーツ

パッド

1

〇

×

〇

〇

〇

×

わからない

改良すれば
使いやすくなる

2

◎

〇

◎

◎

◎

不使用

改良の必要は
ない

3

△

〇

〇

〇

〇

△

改良の必要は
ない

4

〇

△

〇

×

〇

不使用

5

△

◎

◎

◎

〇

◎

改良すれば
使いやすくなる

第６章

利用継続について

対象者

51

第4章

介護ロボット等モニター調査事業

モ ニタ ー 調査 協力施設の 声■特別養護老人ホーム飛鳥晴山苑
介護長 清水喜久枝

工程を増やさず使用方法も簡単で容易に導入

職員の多くが慢性的な腰痛を経験しており、ベッド上での排泄介助や体位交換の際に負担を感じていた。パーキンソン病で、自力で体位交換ができない入居者に使用したところ、自力で体位変換が行え、「一人でできた」と喜ばれ、職員の介助量の減少にも繋がった。力任せで行なっていた体位交換や移動が、過度な力を加えることな
く簡単に行え、双方の負担を軽減することができ

飛鳥晴山苑

た。導入する際も工程を増やすことなく使用方法も簡単だったため容易に導入できた。

モ ニタ ー 調査 協力施設の 声

外観■医療法人厚生会 リハビリテーション課
管理者、理学療法士 藤原 明日美

医療、介護は重労働というイメージを払拭

医療法人厚生会
藤原明日美

52

医療、介護は重労働というイメージが強く、実際に腰痛を発症している従事者は多く存在する。
しかし、プレベン
ティブシーツやタフスライディングパッ
ドのように、介護する側・される側、双方への身体的負担の軽減が図れ、かつ装着する手間がない福祉用具は、現時
点では普及していないと思う。今後、介護者、被介護者に有益な福祉用具が当たり前のように使用され、「医療、介護は大変」というイメージが払拭されることを願います。

第1章

第2章

第3章

第4章

第5章

第６章

53

第4章
案件番号
02-C10

介護ロボット等モニター調査事業

ウェアラブル・センサによる排泄検知システムの有用性確認と製品改良

排泄支援

Aiserv™ 排泄検知システム

機器の概要
リアルタイムで排泄を検知し専用端末に通知
車椅子でも検知可能なウェアラブルなセンサ
Aiserv排泄検知システム（図1）は、おむつの内側にセンサを装着することにより、排泄を検知して通知するものである。
排泄センサは、専用の不織布袋に入れておむつ腹部ギャザーの内側に取り付け、排泄（便、おなら）のにおいを検知すると専用の表示端末に通知する。
ウェア
ラブルなセンサなので、ベッド上にいる時はもちろん、車椅子に乗っているときでも検知が可能である。
リア

ルタイムで排泄を検知できるので、排泄直後におむつを交換でき、清潔な状態を維持できるとともに、排便
コントロールにつなげられることが期待される。

図1

排泄検知システム（左：排泄センサ、 右：表示端末）

モニター調査の概要
実際の排泄状況と比較し通知の正確性を調査
意見を製品にフィードバックして調査を続行■目的を実際におむつの中Aiserv排泄検知システムを実際の介護施設で使用し、システムの有用性と導入効果の確認を行う。
また、調査を通じて出た課題に対して、システム改
善を行う。
■調査手法

に取り付けている写真、図3に表示端末を設置している写真を示す。排泄センサと表示端末は無線通いて調査した。調査期間の途中で出た要望について、製品にフィードバックを行い、改善されたシステ
ム を 使 用し て
調 査 を 続 行し

図 3 表示端末の設置
最大10m程度である。
対象とする利用者は、皮膚が弱い方、弄便の心配がある方、便漏れが頻繁に発生する方など、施設側で選定した。

職員にアンケートを実 施して、導入前後で変わったこと、改て、施設側で運用を開始した。1カ月ほど使用した段階で、施設側の意見をふまえて企業側でシステム改善を行い、施設での運用を継続した。翌年1月に、まとめとして意見交換を行った。

調査は約2カ月間、実際の利用者に装着して、通知と実際の排泄状況を比較し、通知の正確性につた 。調 査 期 間
終了時に介護

図 2 排泄センサの装着（撮影のため職員が装着）

54

ングした。
■環境
図2に排泄センサ

善してほしいことなどをヒアリ

信を行っており、通信距離は、見通しで■実施スケジュール2020年11月に企業側からシステムの説明をし

機器事業者・団体
新規事業PJ推進〒442-8505 愛知県豊川市穂ノ原3-1
Tel:（0533）95-4020
HP: https://www.sinto.co.jp/■社会福祉法人三幸会
特別養護老人ホーム 三幸の園■社会福祉法人みどりの里
特別養護老人ホーム 豊水園■社会福祉法人シルヴァーウィング
特別養護老人ホーム 新とみ

第1章

新東工業株式会社

モニター調査協力施設

モニター調査の結果の便状態で、通知精度がばらつ■衣服やシーツの交換の負担が軽減された
下剤を服用後、一度に大量の便が出るとおむつかくことが わ かった。通 知 精 度のさらなる向 上がに対処できるようなった。また、排泄直後におむつ交換することで、皮膚が弱い利用者の皮膚トラブルを未然に防ぐことができた。

便とおならの通知音をそれぞれ
ON/OFF設定

ら便があふれ、衣服やシーツが汚染されてしまう利用者がいた。このシステムを導入することで、便が少量出たタイミングで駆け付けることができ、事前

モ ニタ ー 調査 協力施設の 声

当施設に入所中の利用者の中には、加齢による身体的機能の低下や持病といったさまざまな要因により、排泄機能が低下している方が多くいる。身体機能が低下し、排便の感覚がなくなってり、湿疹等の皮膚トラブルを起こす方もいた。
個人の感覚や定時交換でしか対応できなかっできるようにするとともに、便の感度を調整できるよ
うに改善した。これにより、現場の試行錯誤にはなるが、より正確に通知できるようになると考えている。

図6

排泄検知システム 通知確認

■社会福祉法人三幸会 特別養護老人ホーム
三幸の園施設長 和久田 芳次

断基準の明確化が可能になり、早期に対応することができるようになった。早期に対応することで 、湿 潤による皮膚への不快図7

特別養護老人ホーム
三幸の園 外観感の軽減、衣類や寝具への汚染回数も減少し、介護職員の負担軽第６章

しまい、いつ出たのかも自分では判らない方もいる。おむつ交換で対応しているが、意思表示ができないため、対応が遅くなり、衣類が便汚染してしまうことも少なくない。また汚染状況が長くな

図 5 設定画面
（改善後）

第5章

限られた職員数で負担の大きい夜勤業務で効果を実感

図 4 設定画面
（改善前）

第4章

ることが頻発した事例があった。使用環境や利用者課題であると認識した 。改 善 方法の1つとして、

第3章■排泄ケアへの意識付けができた
通常は定期交換で排泄ケアに入っていたが排泄情報がリアルタイムで通知されることで、定期以外での情報をとらえることができるようになり、排泄ケ
アに対して改善しようという意識が生まれた。利用者の排泄パターンを把握できるようになれば、トイレ誘導に繋げられることになり、結果的に職員の負担軽減になることが期待できる。
■通知精度に課題便が出ていないのに「うんちかも？」の通知がされ

第2章

衣服やシーツの汚染を事前に対処
皮膚トラブルを未然に防ぐ

減の効果もあった。意思表示が難しい方にとって意思を代替する機能として高い能力を感じた。

たことに対して、排泄センサを導入することで判

55

第4章
案件番号
02-C12

介護ロボット等モニター調査事業

独自形状スライディングボードの
高齢者施設における有用性調査

移乗支援

せき損式スライディングボード「つばさ」

機器の概要
独自の形状で差し込みやすく使いやすい
車いすとベッド間の移乗用ボード
せき損式スライディングボード「つばさ」は、独立行政法人労働者健康安全機構「総合せき損セン

ター」で開発された車いすとベッド間の移乗用ボードであり、車いすのタイヤと膝裏を避ける独自の形
状により差し込みやすく使いやすい。角は滑らかで、取っ手の穴が座骨の動線上にないため安心。ボードの配置を自然に確認できるガイドシールに加えて、ボード背面のQRコードから使い方動画の確認もでき、移乗技術を習得しやすい。

せき損式スライディングボード「つばさ」
M サイズ・L サイズ

モニター調査の概要
2 サイズ 4 台を 3 カ月試用
従来型ボードと比較調査
せき損式スライディングボード「つばさ」が、高齢者介護における車いすとベッド間の移乗介助において、従来型ボードと遜色なく介助従事者の負担軽減に寄与するか調査、検証した。
調査は、モニター調査協力施設にて「つばさ」M
サイズ2台、Lサイズ2台を約3カ月間、高齢者介護の現場で使用いただき、調査票への回答をいただくことで調査を実施した。
「つばさ」の使用にあたっては、使用前に「つばさ」専用ホームページにて使い方動画を見ていただ

指導担当の先生方にご協力いただいた。
モニター調査利用対象者は、年齢：80歳代2名、90歳以上2名、身長：140～147cm、体重：33～61kg。
モニター機器4枚とも介護用利用であり、2名は自分で座位を保持できない全介助の方であった。
「つばさ」専用ホームページ
https://www.tsubasa-bd.com

使い方の動画と、ガイドシール

独自形状で、抜き差し 「かんたん」

56

いた。ボード背面のQRコードから使い方動画に簡単
アクセスも可能。
モニター実施施設とのヒアリングおよび調査デー
タの分析にあたっては、「つばさ」の開発者と使い方

機器事業者・団体

モニター調査協力施設

株式会社ジェら－トアイらンド（旧 株式会社E&I）
福岡県福岡市南区野間1-11-31
クロッサM’s 2F
Tel:（092）555-7035
HP: https://www.gelatoisland.com/

第1章

つばさ事業部〒815-0041■特別養護老人ホーム 飛鳥晴山苑


モニター調査の結果
第2章

移乗動作時の利用者の筋緊張が緩和
ガイドシールや動画でのケア統一
ADL（日常生活動作）、QOL（生活の質）、介助する方（看護従事者）の負担軽減について、また、機器の使い勝手として、抜き差しのしやすさ、持ちやす
さ、セッティングのしやすさ、滑らせやすさ、機器の安定感について、従来型ボードと比較いただいたと

特に負担を感じる移乗介助を快適に

今回、モニター調査に参加させていただいた、
せき損式スライディングボード「つばさ」は、差し■特別養護老人ホーム 飛鳥晴山苑

自然と移乗しやすい角度に設
置できるという
工夫は、小さな

ことかもしれな
いが、技術伝達

施設内での研修のしやすさには大きなポイントであったと思われた。
以上のことから、せき損式スライディングボード「つばさ」は、統一したケアを可能にし、職員・入第６章

込みやすく抜きやすいことを実感できる形状であり、その形状から自操式車椅子のタイヤに接触せずに介助ができるという、導入面への利点が大きいと感じられた。

いう意見が得られた。
本調査では高齢者施設において、せき損式スライ
ディンボード「つばさ」が安全に簡便に使えるかを調査した。その結果、独自のつばさ形状、使い方のためのガイドシールや動画により、ノーリフティングケ
アの導入時期に魅力ある製品であることが認められた。このような使いやすいボードは、全体としてのケ
アの質の向上へと繋がるきっかけとなる可能性や社会的価値を秘めていると思われる。

第5章

当苑では、職員の介護負担軽減と腰痛改善のために3カ月毎に介護職員を対象として「腰痛に関するアンケート」を実施している。その中で、「移乗介助時に特に負担を感じている」という結果が出ていた。

高齢者施設での使用シーン

第4章

モ ニタ ー 調査 協力施設の 声

第3章

ころ、ほとんどの調査項目において、従来ボードよりは少し優れているとの評価をいただいた。対象の利用者は、（認知症等により）自ら不安感等の感情を訴えることができない方であったが、スライディング
ボード「つばさ」を使用してからは移乗動作時の筋緊張（特に両脇）が緩和されている様子が伺えたという。
また介護者への効果として、「つばさ」専用ホーム
ページの動画を見てから実践に臨んだので、皆が同じ手順・作業を行うことができ、ケアの統一が図りやすかった、また経験・スキルのない新人職員も統一した教え方ができ、混乱することなく使いこなせたと

居者共に快適な移乗動作を行うための一翼を担う可能性を感じられた。

また、ボードの目印に沿って設置することで、

57

第4章
案件番号
02-C15

介護ロボット等モニター調査事業

動力不要、軽量ジャケットタイプのアシストスーツ
による腰への負担軽減効果の検証

移乗支援

アシストスーツ「サポートジャケット」

機器の概要
動力源がなく軽量なジャケットタイプ
良い姿勢・前傾・しゃがみ込みをアシスト
腰痛の原因は姿勢といわれている。良い姿勢で仕事ができれば腰への負担は大幅に軽減されることは皆さん理解しているが、なかなかできないのが本音である。サポートジャケット「PROⅡ」と「FIT」はもう1本の背骨（第2の背骨）で良い姿勢に導きつつ、腰に負担のかかる前傾やしゃがみ込みをアシストする。
動力源がなく約600ｇと軽量なジャケットタイプで、手頃な価格で導入しやすいアシストスーツである。

機器の使用イメージ

モニター調査の概要
始業から終業まで毎日装着し習熟度を上げて検証
アシストスーツには、動力源のあるものとないものの2種類に分類される。さらに、機械的か縫製品か

今回は、軽くて安く、導入しやすいアシストスーツ「サポートジャケット」がどのような方にどれだけ効果があるのかを、始業から終業まで毎日装着し、習熟度を上げ検証した。

に分かれる。

モニター調査の結果
腰痛不安の有無で評価が二分「装着している姿」 で気遣いさせない
効果検証結果は二分した。
高評価側は、腰に不安を抱えている30歳代の被いう精神的な負荷がかかり、その負荷よりも腰の負
担軽減度合いが勝らないと「我慢」となり採用・装着

験者が中心。動力がなくてもハードな介助業務で大きな効果を実感し、安定・安心・モチベーションアップ
にもつながったと評価。
低評価側は、腰痛はなく不安もない20歳代の被に至らない。
今回の調査で、「我慢」を製品でカバーできる範
囲とできない範囲がある程度明確になった。
その他、大きな収穫は「装着している姿を施設利ため途中で脱いだと評価。
全般的に、腰の不安度合いで評価は二分すると被験者から聞くことができた。これは開発側にはまっ
たくわからない内容であったので、とても新鮮で人験者が中心。窮屈・邪魔・肩がこる・痛いというコメン
トがあり、少しでも身体に制限がかかると鬱陶しい

58

思われる。
何も装着していない被験者が新たに装着するという実質的な負荷と、面倒・かったるい・鬱陶しいと用者（要介護者）に見せることで気遣いをされたくない、されるべきでない」というプロの考えをすべての

機器事業者・団体

モニター調査協力施設

アシストスーツ事業部〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-3-2
内幸町東急ビル12F
Tel:（03）6852-8932
HP: https://www.upr-net.co.jp/suit/care/



パーツ選択化、取扱説明書の工夫について貴重な限られた職員数で負担の大きい夜勤業務で効果を実感を確認した。

■社会福祉法⼈ 正和会大潟村特別養護老人ホーム ひだまり苑

たのが、現在のように、慣れてしまうことで 、
これ がないと不安、何か物足りないという感
ひだまり苑 外観覚 になれ ば 良いと思う。職員の⾼齢化の現実を考え、北欧のよ
うに体を守るための法制度として各種義務化にして欲しいとすら感じた。
ぜひ開発企業としてもそうした流れを推し進めていただきたいと思う。

第4章

お世辞抜きに素晴らしい製品だと感じた。業界にもっと情報が広がり、かなうならばこうした製品は制服と⼀緒に貸与・⽀給されるのが当然とする流れになって欲しいと感じた。そのためにも、装着を苦と感じてしまう使用者を想定した対応に関する情報を説明書に載せた⽅がよいと思う。
常に全体が締まっている装着状況でないと効果が出ないという思い込みが、ベルトを緩めて使⽤するという発想に繋がらない例もあるかと思う。
シートベルト義務化当初のように、痛くて、きつ
くて、苦しくて、窮屈でというのが多数意⾒だっ意見をいただいた。
最後に、目指すべきは、介護福祉士が気兼ねなく当たり前に普通に使えるアシストスーツであること

第3章

モ ニタ ー 調査 協力施設の 声

第2章の尊厳を尊重する介護福祉士ならではの奥深い貴重な言葉であった。
他に、トイレ問題、暑さ問題、パーツ交換、色や■社会福祉法⼈正和会
大潟村特別養護老人ホーム ひだまり苑■社会福祉法人きたば会
特別養護老人ホーム なつあけの里ささゆり苑

第1章

ユーピーアール株式会社

第5章
第６章
59

第4章

介護ロボット等モニター調査事業

案件番号02-C16

在来浴室の浴槽に設置可能な入浴リフト
による介助動作の負担度調査

入浴支援

wellsリフトキャリー WLC-Z

機器の概要
在来の浴槽に設置可能。一度座ったら乗り換えずに入槽できる入浴リフト
ウェルスリフトキャリー（WLC）は、当社ユニット
バス用の入浴リフト。シャワーキャリーにリフト機能がつき、ボタン一つでチェアが昇降するため、一度座ったら乗り換えずに入槽でき、入浴介助をサポートする。

今回、本体機能はそのままで、在来浴室の浴槽に設置可能な「WLC-Z」をラインナップした。
WLC-Zは専用移乗台とセットで使用する。この移乗台からレールを出して浴槽に付けるため、介助が可能である。洗体後、本体を移乗台に連結し入浴する。

図 1 ウェルスリフトキャリー在来用（WLC-Z）と浴槽入槽の様子（QR コードから WLC の HP へアクセスできます）

モニター調査の概要
機器を使用する入浴と通常の入浴方法で負担度を比較⑴ 目的

通常の入浴方法（通常）とWLC-Zによる入浴方法（WLC-Z）を比較し、WLC-Zの負担が少ないことを
確認する。

表1

介助動作の負担度レベルと点数化

負担
レベル

全く負担は
ない

やや負担に
感じる

負担に
感じる

とても負担
に感じる

点数

0

−1

−2

−3

②心 肺負担（活動量計）：入浴介助中は、腕時計
型活動量計を付け脈拍を計測した。
③アンケート：利用者の身体状況、介護者の機器導入の印象を確認した。
⑶ 対象者● 有資格の介護者3名と、
利用者3名
表2

利用者の属性
利用者

Aさん

Bさん

性別

女性

女性

女性

年齢

84歳

100歳

86歳

要介護度

要介護3

要介護3

要介護2

つかまり立ち

できる

できない

できない

シャワー浴

2人介助で
浴槽浴

通常の入浴

図2

⑵ 調査方法①② 導入前、 ③④ WLC-Z 設置後①主観評価：移乗／移動／洗体／浴槽出入介助の負担度を主観評価し点数化した。
（表1）

60

シャワー浴

⑷ 実施場所

Cさん

クロスハート石名坂・藤沢さまの一般浴室。

⑸ 実験スケジュール
実施期間：2020年11月～12月

機器事業者・団体

モニター調査協力施設

積水ホームテクノ株式会社■社会福祉法人伸こう福祉会
介護付有料老人ホーム
クロスハート石名坂・藤沢

第1章

事業統括部 商品企画部〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-4-30
ニッセイ新大阪ビル17階
Tel:（06）6397-3682
HP: http://www.sekisui-hometechno.co.jp/

モニター調査の結果
機器使用で全員が一人介助で安全に入浴できた

入出槽の負担度は、「0点：全く負担はない」となった。特に「抱え上げが減った」とのことだった。

①介護者は「機器の安全性」が高評価「一人介助で安全に入れた」「体を支えるとリウマ

第2章⑴ 浴槽入出槽で負担軽減
利用者全員がWLC-Zで一人介助で入浴できた。

⑶ 機器導入の印象

チで痛いが、WLC-Zは安全に入れた」と評価された。
一方で「もう少し小さいとよい」「全体的には楽だが重い」など、大きさと重さの評価は低かった。在来
浴室が広く、その分、重さを感じられたようだった。
満足度

不満

あまり
満足してい
ない

どちらで
もない

やや満足

満足

点数

0

1

2

3

4

第3章

図3

介助動作の負担度比較が短けれ ば負担 が 下 がる可能 性を 感じたが、N数が少な
く参考とする。
左：通常の動線、 右：WLC-Z の動線

モ ニタ ー 調査 協力施設の 声
利用者・職員ともにメリット。
効率も気持ちも上がる②利用者にリフト入浴で喜ばれた
利用者には「安全に入浴できる」
や「足の先まで温まれてよい」と喜ばれた。
介護者は「皆が喜んでおり、機器は重いが安全なので使いたい」と評価いただいた。

⑷ 課題とまとめ
浴槽出入りは負担減となったが、浴室が広く移動
で機器の重さが影響することを確認した。今後の開発の参考としたい。

■社会福祉法人伸こう福祉会
介護付有料老人ホーム クロスハート石名坂・藤沢
施設長 藤澤 祐人
がら入っていて恐 怖 心もあったのが、解消され、安心して入浴ができた。職員にとっては、腰への負担がかなり軽減でき、2人介助で対応していたことが1人介助で対応ができるように
クロスハート石名坂・藤沢 外観なったので仕事の効率も上がった。利用者皆さまが湯船に浸かれ、温まることができていることにより、職員の気持ちも向上できた。

第６章

今回、wellsリフトキャリー WLC-Zをモニターとして導入させていただいた。自施設では機械浴がなく、一般の個浴の浴槽で重度の方も対応していた。利用者の状況によっては、安
全性を考えると湯船につかることができず、シャワー浴対応になってしまったり、湯船に入れる方でも職員2人がかりで抱えて入れていたため、職員の腰への負担もある状況であった。
モニター調査で使用すると、利用者・職員ともにメリットがあった。利用者については、今までシャワー浴対応だった方が湯船に浸かることができ、温まることができたり、人の手で抱えな機器導入の満足度

第5章

図4

図5

第4章

⑵ 浴槽浴介助の心肺負担は同程度の傾向
浴槽浴のCさんを介助した際の介護者の脈拍を比較したが、同程度だった。今回、WLC－Zでは図4のように、通常より移 動 距 離 が長かった。距離

61

第4章
案件番号
02-C18

介護ロボット等モニター調査事業

足首運動器具による転倒予防効果の検証

機能訓練支援転倒予防に役立つ足首運動リハビリ器具「足上げ君」

機器の概要
転倒予防のための運動が楽しく安全に続けられる足首運動リハビリ器具
本器は、高齢者や、脳卒中による麻痺を発症した
人が、楽しく足首運動できるアナログな運動器具。

足首の底背屈運動に連動してピンポン玉が目の前を落下してくる。落下するピンポン玉の動的刺激によって不思議なくらい楽しく飽きずに運動が続けられる。ピンポン玉は循環式のため介助者が捕球する必要がなく、高齢者も一人で運動できる。また認知症の人も、ピンク、緑、オレンジ、白のカラフルなピン

足上げ君

構造図

ポン玉に興味を持たれて、積極的に運動される傾向が見られる。通所リハビリや特別養護老人ホームとグループホームで使用されている。

モニター調査の概要
改善点の指摘と歩行能力改善調査
OTやPTの専門的立場で本品の改善点を指摘してもらった。調査期間は2020年10月から2021年
1月の4カ月間。
歩行能力改善エビデンスの測定項目は、①足首の背屈角度測定、②5m、10m歩行時の所要時間と歩数の測定、③TUG、④片足立ちした状態での重心動揺をデジタルミラーで測定、⑤座位からスタンド

特養で 「足上げ君」 使用中

62

アップまでの時間を測定するスタンドアップテストを実施していただいた。
モニター参加者は、脳神経外科では通所されている70代から80代の男女3名、特養では入所されいる81才から101才までの男女4名。
また脳神経外科においては麻痺の方のリハビリ治療にも使用された。
背屈運動回数は、脳神経外科では50～400回×2～3回／週、特養では片足75回×3set×3回／週で実施された。

片足立ちテストスタンドアップテスト

機器事業者・団体〒252-303 神奈川県相模原市南区相模大野2-14-3
Tel:（090）4136-8423
HP: https://kobo-sera.sakura.ne.jp/wp/■えびな脳神経外科■社会福祉法人香徳会
特別養護老人ホーム せきこもれび

第1章

工房SERA

モニター調査協力施設

モニター調査の結果
足首の柔軟性が改善。ゆっくり背屈運動するための仕掛けと運動負荷の強化をことが判った。速いと運動効果も薄れるため、ゆっく
りのリズムで運動してもらう仕掛けが必要との指摘を受けた。その仕掛けとしては「音と視覚でリズム状態に戻る人が見られた。

2施設には長期データを得るためエビデンス調査の延長をお願いしている。

第3章を先導し、かつ運動回数も表示するメトロノーム」のようなツールの開発を検討する。一方で、もっと強い
負荷が設定できる改良を要望された。

は、3カ月の調査期間中に足首の柔軟性（背屈角度）の改善が見られた。一方で、5m歩行テストについて
は、使用開始1カ月後に改善したが、2カ月後は元の第2章■えびな脳神経外科
背屈運動に慣れてくると運動のリズムが速くなる■特養せきこもれび「足上げ君」で運動した4名の高齢者について

第4章

歩行能力改善に関するテスト結果（1 カ月間）

歩行能力改善に関するテスト結果（3 カ月間）

第5章
第６章
63

第4章

介護ロボット等モニター調査事業

モ ニタ ー 調査 協力施設の 声
運動負荷の設定をもっと強くしたい
運動リズムがわかるツールがほしい

【改善点】
●
運動の負荷設定について、身辺動作が自立されていて自身で屋外へ出向くことが可能な利用者は、ボルグスケールを参考にすると負荷が軽いため運動回数を増やして対応している。筋力増強効果を期待するのなら、もっと「きつい負荷」に調整できた方が良い。ゴムによる負荷設
定はもっと重く、背屈角度は20度に設定できた方が良い。
●
背 屈運動速度について、利用者全般に徐々に運動速度が速くなってしまう傾向があり、タイミ
ングを一定にするメトロノームのような器具が必要と思われる。
●
運動回数が膨大になると利用者本人もカウントが不明瞭になってしまう傾向があるので、カウンターが備わっていれば介助なく自主トレーニングできる。
●
運動リズムについて、強くつま先を上げる人は衝撃でピンポン玉が弾んで床上に転がってしま
うことがある。
「優しくゆっくり」使用するように伝えても同じことが起きてしまう。捕球バスケッ
トがもう少し大きくしても良さそう。また、強くつ
ま先を上げる人は衝撃音が大きくて会話がむず

モ ニタ ー 調査 協力施設の 声
歩行テストにわずかな改善が見られる「正しい膝の角度」を説明書に明記を【改善点】
ご入居者さまより「介護士さんと一緒にやると疲れない」と声があった。不思議に思い原因を探ると「膝を伸びた状態で使用していたこと」が原■えびな脳神経外科
作業療法士 林 慎也／理学療法士

西田 浩伸

かしい場合がある。
踵が動いてしまう人のために踵を安定させる方法があれば良い。
●身 体機能が比較的高い方は「足上げ君」自体が動いてしまうことがある。
●【良い点】● 簡便で楽しく足関節背屈運動ができる。
●ピ ンポン玉の動きが刺激となり運動意欲を高める傾向にある。
●コ ンパクトで軽量（2.5kg）なため利用者によっては自分で運搬や片付けができる。
●
椅子座位で運動できるため、座位保持が可能な利用者であれば安全に自主トレーニングの一環としても活用できる。

【エビデンス】
使用開始から約1カ月間で、10m歩行テストでは歩幅とスピードに改善が見られる。一方でスタンドアップと重心動揺に関しては、評価結果にばらつきが出現する結果となった。今後、さらに1カ月間「足上げ君」を実施せず通常通りの介入を行い、身体機能の変化を再評価し「足上げ君」の有用性を検討していく。

■特別養護老人ホーム せきこもれび
理学療法士 三鴨 千尋

ね、
きれいだね」等の声をいただくことが多い。
●認 知症を患っている利用者でも理解しやすい運動方法のため、毎回同じ運動がしっかりと行えている。
●負 荷量が調整できる点も良く、対象者一人一人

因と判明した。膝関節の屈曲角度によって足関節背屈筋への負荷が変わるため、膝を伸ばしての能力に合った運動強度で行うことができる。

ボ ールの彩りが豊かなため、利用者から「素敵だな方だけ行っていきたいと考えている。

【エビデンス】
運動すると運動効果は半減する。
使用開始から約3カ月が経ち、目に見える歩行そのため、介護士や家庭での利用を想定し、の安定感は以前と変わりないように感じられる
説明書に「運動効果を上げるため膝関節は75～が、5m歩行テストとTUGにおいてはわずかだが90°で運動しましょう」を注意書きすると良い。
歩行スピードの向上が見られた。今月2月からは5m歩行テストに加えて、10m歩行テストも可能
【良い点】
●

64

第1章

第2章

第3章

第4章

第5章

第６章

65

第4章
案件番号
02-C20

介護ロボット等モニター調査事業

遠隔見守りシステムの在宅介護事業者と利用者家族による評価調査

見守り支援

まもる～のHOME

機器の概要
センサーが利用者の状態を的確にとらえ離れた場所の家族や介護スタッフに通知

これらの状態変化をアラート通知することで、利用者と家族に大きな安心を提供する。

「まもる～のHOME」は、“睡眠状況の把握”をキーワードとした新しい在宅介護向けのクラウド型見守りシステム。ベッドのマットレス下に設置したセンサーにより、離れて暮らす家族や、利用している介護施設のスタッフでも、利用者の睡眠・離床、部屋の環境をリアルタイムに知ることができる。
まもる～のセンサーでは、利用者の状態だけでなく、部屋の温度・湿度・照度、睡眠レベル状態を把握することができ、生活傾向がひと目でわかる。また、センサー本体とクラウド通信イメージ

モニター調査の概要
在宅介護サービス利用者の居宅に機器を設置
見守る家族と施設スタッフが総合的な評価◆調査概要● 在宅介護サービス利用者を対象とする。
●介 護事業者と利用者家族に「まもる～のHOME」を利用していただき、介護事業者と家族の双方の視点で在宅時の被介護者の日常を観察。
「安否確認」、「業務の効率化」ならびに「ライフログ（睡眠④介 護サービス利用者4名の居宅に「まもる～のHOME」を設置（2020年11月）。
⑤職 員 が 利 用 者 のライフログレポートを作 成（2020年12月、2021年1月）
し、利用者家族と情報共有。
⑥モニター完了後、職員および利用者家族に対して満足度調査、ユーザビリティ評価などのアン
ケートやヒアリングなど調査を実施。

データや居室環境）に基づく生活改善」に対する有用性を評価する。
◆主な評価項目●
機器の有用性：不安の改善、生活の改善、業務の効率化
機 器の使い勝手：ITリテラシー調査、ユーザビリ
ティ評価、満足度調査◆被験者●
認知症を有する高齢者4名とその家族4名 計8名●
小規模多機能事業所の職員10名会を実施。
③職員ならびに利用者家族に対するITリテラシー
や見守りに対する意識調査を実施。

66

機器の設置状態◆実施手順①小規模多機能ホーム「あたがわ」に協力をいた
だき、モニターを募集。
②「
 あたがわ」の職員に対するシステム活用研修

全体システム構成●

機器事業者・団体
事業本部〒102-0025■有限会社ケアシェルパ
小規模多機能ホーム あたがわ

第1章

株式会社まもるーのモニター調査協力施設

 京都千代田区神田佐久間町4-16
東
パルK2ビル3F
Tel:（03）5817-8767
HP: https://mamoruno.miel.care/

モニター調査の結果

今後ますます増える在宅介護に大変有益な機器
さらに使い方を工夫していきたい■有限会社ケアシェルパ
小規模多機能ホーム あたがわ

佐鳥 和樹

地 域ではあるが、今 後も継 続してほしいという要望があった。
●
想像以上に夜間の室温が下がっているなど、室内環境を可視化 小規模多機能ホーム「あたがわ」佐鳥氏（左）とスタッフの皆さんするメリットを発見した。室温をコントロールすることによるヒートショッ
クの防止や頻尿による夜間覚醒の抑制につなげられる
可能性を感じている。

第６章

モ ニター調査参加者を募るために利用者家族に対して募集案内を送付したが、在宅見守りシステムに対する一
般的な認知度が低く、家族に理解いただくのに苦労した。
●モ
 ニター調査実施中、月末ごとにライフログレポートを家族に送付したところ、家族から「認知症のこともあり、離れていると様子がわからず心配だが、今回睡眠デー
タにより確かに寝ていること、外出している日のことなどがわかって安心感があった」という声をいただいた。
●担 当者会議に参加して睡眠評価レポートを共有したところ、地域包括支援センターからこの取り組みに対する評価を得られたのが収穫だった。
在宅介護が容易ではない●

累積睡眠データ例と睡眠傾向の分析会議の様子

第5章

モ ニタ ー 調査 協力施設の 声

利用者の情報表示画面例

第4章

名、60代1名、70代2名）であったため、スマホやブレットの操作に慣れていないため、安定稼働や操作の慣れに時間がかかった。導入のハードルを下げるために、ユーザーフレンドリーな設計に関して一層の改善をすべきということがわかった。

第3章

自 宅での生活パターンが見えるようになったことで、業務の無駄を減らすことができた。具体的には、⾃⼰申告の情報とモニタリングの情報では就寝・起床時間が異なることがわかった。朝の送迎時には、まだ利⽤者が寝ていることもあったが、リア
ルタイム表⽰による職員の待機時間の解消や、利⽤者の⽣活リズム改善の促しにつなげられた。
●
居 室の夜間の室温を把握することができるので、スタッフ間で室温について情報共有ができるようになった。配食・服薬の訪問時に室温を調整することで一定に保つことができた。頻尿により夜間覚醒が多い利用者がいることもわかったので、室温による改善やパッドの改善の検討につながった。
●
利 用者家族へのアンケートを実施したところ、遠隔見守りの必要性に関しては利用前と利用後で50％→100％へと意識の変容がみられた。関係者（成年後見人）からはモニター終了後も継続してほしいという声が上がった。
●
見守りを行なう利用者家族が比較的高齢（40代1●

アプリの利用に慣れておらず、また職員もPCやタ

第2章

データから見える利用者の様子が見守る人に大きな安心を与える

67

第5章

実用化された福祉用具・介護ロボットCYBERDYNE株式会社

HAL® 腰タイプ介護・自立支援用
移乗支援

型番

HAL-BB04-SSSJP

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／機器紹介 URLCYBERDYNE株式会社
営業部門 近藤、 菊池〒 305-0818 茨城県つくば市学園南 2-2-1
Tel:（029）869-8448 ／ Fax:（029）855-3181
E-Mail: contact@cyberdyne.jp■ 1,600,000 円（税抜）■令和元年 8 月■h ttps://www.cyberdyne.jp/products/
bb04.html

機器の特長と仕様
HAL®腰タイプ介護・自立支援用は、介護する側と介護される側に対して介護支援と自立支援の2つの用途で活用できる装着型サイボーグです。
介護者が装着することで、介護動作時の腰部負荷や腰痛発生リスクを低減することを目的とした「介護支援用途」と、要介護状態の方が装着することで、弱った足腰などの身体機能が向上することを目的とした「自立支援用途」の2つの用途で使用していただけます。

主な対象者

適用身長
（目安）
140～180cm、
適用体重
（目安）
40
～80kg、
腹囲120cm以下、骨盤幅 39cm以下の方。
入浴介助、移乗やおむつ交換などの中腰姿勢が必
要な介護する側の方。
体幹を鍛えて座位を安定させたい、
筋力の維持向上を目指したい、
フレイル予防に活用したいといった介護される側の方。

【仕様】●
外形寸法 奥行き 292mm × 幅450mm × 高
さ522mm● 重量
3.1kg（バッテリ含む）●
動 作環境 温度：0°C〜  40°
C、湿度：20％ 〜 80％、結露しないこと● 防水：IPX4、防塵：IPX5
HAL® 腰タイプ介護・自立支援用

使用イメージ

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し

―

―

―

―

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

2週間
程度

無料

製品使用説明を受けた方担当者からの PR コメント
「自立支援と介護支援、2つの用途に柔軟な使い方が可能。超高齢社会の課題解決に双方向からアプローチ
します」

68

株式会社加地
第1章

レイボ エクソスケルトン
移乗支援

型番

Ver.2.56

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

株式会社加地

第2章

営業本部 レイボアジアグループ
東日本担当：中西／西日本担当：久保東日本：〒
 224-0032 神奈川県横浜市都筑区
茅ケ崎中央 8-33 サウス・コアビル内
西日本：〒 619-0237 京都府相楽郡精華町光台 3-2-7
Tel: 東 日本：（045）482-3551 ／西日本：（0774）98-2633
E-Mail: t_shioya@exgel.jp■約 600,000 円（税抜）■平成 30 年 10 月
■累計 約 200 台■ https://laevo.jp■機器紹介動画
https://youtu.be/-tm21W6Kwm0

機器の特長と仕様▲▶レイボ エクソスケルトン装 着・ 使 用 イ
メージ

第4章

果が科学的に証明されている。
身体へのフィッティングが重要になるため、検証事業を経てさまざまなオプションを用意している。

第3章

レイボ エクソスケルトンは、前屈み作業姿勢時に、労力の低減と肩から腰にかかる負担を軽減す
るアシストスーツ。
前屈み姿勢を取ると、上半身の体重の一部は胸パッドと太ももに分散され、腰に集中しがちな負担が軽減し、身体全体の荷重バランスを整える。
電源等の外部の力は不要で、装着すれば機能するので災害時にも使用できる。
●作 業（サービス）品質を維持しつつ、労力を約20％軽減。
●
肩から腰の筋肉活動が約40～50％軽減という効

主な対象者

スイッチの
オンオフにより歩行や階段の昇降を妨げず、充電等の心配やそのための時間

介助など、入居者の持ち上げ動作を行う方。

い方。

前屈み姿勢で、移乗・おむつ交換・体位変換・入浴は不要なので、装着したまま施設内業務をこなした

第5章

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

イベントや研修会等での一時貸し出し○1週間

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

2週間／
4週間

利用条件など10,000円～

弊社スタッフ立ち会いのもとで
展示／旅費を別途請求

30,000円／50,000円 当社スタッフからのレクチャー
オンライン講習の場合 実施／旅費を別途請求（オンラ
15,000円／30,000円 インの場合は不要）

第６章

1

利用料金の目安（税抜）

担当者からの PR コメント
「どのように機能し、どこで活用すれば価値があるのかという、使う側の意識が重要になる商品です」

69

第5章

実用化された福祉用具・介護ロボット

パナソニックエイジフリー株式会社

リショーネ Plus
移乗支援

型番 XPN-S10601

TAISコード

問い合わせ先00980-000289

販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL■ 900,000 円（税抜）、配送・組み立て費用別■平成 29 年 1 月■累計 700 台以上■ https://sumai.panasonic.jp/agefree/products/resyoneplus/

パナソニック エイジフリー株式会社
ケアプロダクツ事業部〒 571-8686 大阪府門真市大字門真 1048
Tel:（06）6908-8141 ／ Fax:（06）6908-4506
HP: https://sumai.panasonic.jp/agefree/（HP より問い合わせ）

機器の特長と仕様
自身での離床が難しく、介助者複数名での移乗介助が必要な方に対して、介助者一人で簡単・安心

な、全く抱き上げない（ノーリフティング）介助で離床可能となる商品。

主な対象者

さ まざまな身体リスク（骨粗鬆症、皮下出血、皮膚剥離、経管栄養等）により離床を諦めていた方。
●
離 床時間確保により生活シーンや他者との交流が増え、QOL向上が期待できる方。
●【導入メリット】●
利用者：骨折や脱臼、皮膚剥離しやすい方等、さま
ざまなリスクを抱え、離床を諦めざるを得ない方の離床時間確保。
●介 助者：移乗介助における身体的・心理的負担軽減。現在のコロナ禍において、利用者との接触時間削減。複数名での移乗介助における工数削減
や作業効率化。
●
施設運営者：離床時間を確保できる旨をアピールすることで、施設イメージUPに繋がり、新規利用者獲得、腰痛予防による離職率削減・新規雇用獲
得、費用対効果が高い。

リショーネ Plus

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し

○

要相談

要相談

要相談

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

1週間

無料

要相談

担当者からの PR コメント
「実際にご覧になっていただき、良さを実感していただければと存じます。いつでも無料デモ体験実施しており
ます！」

70

株式会社日立システムズ／株式会社アイザック
第1章

移乗・移動ロボット Keipu（ケイプ）
移乗支援

型番

AIZ15

TAISコード 01689-000001

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／機器紹介 URL

株式会社日立システムズ （販売会社）

第2章

担当：小屋敷（こやしき）〒 135-0041 東京都江東区冬木 11-17 イシマビル
門前仲町オフィス
E-Mail: tomohiro.koyashiki.fw@hitachi-systems.com■ 800,000 円（税抜）■平成 28 年 10 月
■ http://www.aizuk.jp/keipu.php（機器製造メーカー URL）

※問い合わせはメールにて承り後、 折り返しご連絡。

機器の特長と仕様を避けること。また、介護の方がいない場合は、自身で端座位が取れる方が対象。

第3章
第4章

移乗・移動ロボット ケイプは、介助者の腰痛負担を軽減するとともに、利用者の自発的な移動を容易にする、リフト機能付きの電動移乗・移動機。移乗・移動がスムーズに行え、介護サポートの効率化を支援する。
【特徴】①容易な移乗：前向きで乗り込め座面の高さは電動で自在 ②小回り：
トイレやエレベータな
どの狭い場所でもその場で旋回 ③簡単操作：レ
バー操作で自在に移動【仕様】①寸法 W×D×H：61cm×73cm×105cm②重量：47.3Kg ③最小旋回半径：38cm ④バッテリー：8時間でフル充電

主な対象者

耐荷重：110kgまで●
認 知機能が低下されている方は、単独での利用●

移乗・移動ロボット Keipu（ケイプ） 機器外観と使用イメージ

第5章

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し

△

応相談

応相談

応相談

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

応相談

応相談

貸出可能エリア：本州のみ／
別途、機器輸送費要第６章

担当者からの PR コメント
「介助者の介護負担を軽減するだけでなく、利用されるご本人の自立支援にも役立ちます」

71

第5章

実用化された福祉用具・介護ロボット

マッスル株式会社

ロボヘルパー SASUKE
移乗支援（非装着型） 型番 RS1-12Y-B

TAISコード 01554-000005

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／機器紹介 URL

マッスル株式会社
ヘルスケア部〒 541-0042

尾形 成美

 阪府大阪市中央区今橋 2-5-8
大
トレードピア淀屋橋 6 階
Tel:（06）6229-9550 ／ Fax:（06）6229-9560
E-Mail: ogata@musclecorp.com

■ 998,000 円（希望小売価格）■令和元年 11 月
■ http://www.musclerobo.com/■機器紹介動画 テクノエイド協会 HP で公開中

機器の特長と仕様「介護される人もする人もやさしさと安心を」
ロボヘルパーSASUKEは、ベッド⇔車いす間の移乗をアシストする。
まるで腕で抱きかかえるような優しい感覚でベッ
ドから上昇し、車いすへ移乗が可能。
ベッド⇔車いす間の移乗をアシスト。
介護を受ける方の身体をシート面で支えるため、体圧が分散され乗り心地は抜群。
介護を行なう方は介護を受ける方の顔を見ながら一人で移乗が可能。
臥位～座位まで自由な角度と高さに調節できる

主な対象者

耐荷重 120kg
対応身長 140～180cm

ため、多様な車いすでの使用を実現。
ISO13482認証を取得。

ロボヘルパー SASUKE 使用イメージ

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し

△

応相談

応相談

応相談

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

応相談

応相談

応相談

担当者からの PR コメント
「SASUKE専用シートはM、L、2サイズご用意しています。脱衣室での使用が可能」

72

株式会社ジェらートアイらンド（旧 株式会社E&I）
第1章

せき損式スライディングボード「つばさ」M サイズ
移乗支援

型番 TBSM2

TAISコード 01975-000001

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

株式会社ジェらートアイらンド（旧 株式会社E&I）
宇多 博之

福岡県福岡市南区野間 1-11-31
クロッサ M’s 2F
Tel:（092）555-7035 ／ Fax:（092）510-1723
E-Mail: uda@ gelatoisland.com

第2章

営業部

〒 815-0041■ 18,000 円（税抜）■令和 2 年 5 月■累計 40 台■ http://www.tsubasa-bd.com

機器の特長と仕様

長方形型の自立利用と比較して、えぐれたボード形状により指先に力が入らない方でもフックしやす
く、さらに自身に近い場所で扱える。タイヤに干渉しないため、差し込みやすく安定する。さらに手元の位置ガイドにより、習得や安全確認をしやすい。
裏面は太さ5cmの滑り止め付き。

移乗の際にボードや介助者と接触する身体部分

第3章

厚さは6mm、重さは0.7kgとコンパクトなMサイズ。持ち運びしやすく自立利用にお勧め！従来式のに褥瘡などの皮膚トラブルのない方。

第4章

 60 cm×奥行き30 cm×厚み【Mサイズ】 幅
0.6cm、0.7kg、ポリエチレン

主な対象者

車いすの利用者で、自分自身で立ち上がり移乗のできない方。
側方移乗に適している車いす（アームサポートが跳ね上げ式、ブレーキが邪魔な位置にないなど）を「つばさ」 M サイズ

利用されている方。

第5章

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し○2週間無料

返却時の送料は利用者負担

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

2週間

無料

返却時の送料は利用者負担

第６章

担当者からの PR コメント
「多くの利用者さまより『つばさ』があることで大きな安心につながるとのお声をいただいております」

73

第5章

実用化された福祉用具・介護ロボット

株式会社ジェらートアイらンド（旧 株式会社E&I）

せき損式スライディングボード「つばさ」L サイズ
移乗支援

型番 TBSL2TAISコード 01975-000002

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

株式会社ジェらートアイらンド（旧 株式会社E&I）
営業部

宇多 博之

〒 815-0041

福岡県福岡市南区野間 1-11-31
クロッサ M’s 2F
Tel:（092）555-7035 ／ Fax:（092）510-1723
E-Mail: uda@ gelatoisland.com■ 22,000 円（税抜）■令和 2 年 5 月■累計 40 台■ http://www.tsubasa-bd.com

機器の特長と仕様
Lサイズは8mm厚で広く、安定感がある。脊髄損
傷者だけでなく高齢者施設で、介助利用から自立利用まで安心して車いすとベッド間の移乗に使える！ ボードがタイヤに干渉しないため、差し込みが楽。
独自の形状で安定し、車いすのタイヤが邪魔をして転落する方向へボードが傾くことがない。介助者がボード中心の近くを持てる形状で、軽く扱える。
角は丸いため手触りが良く、角の滑らかな傾斜に
よって厚みがあっても差し込みが楽。さらに手元で自然に使用位置を確認できるガイドがあるため、統主な対象者

車いすの利用者で、自分自身で立ち上がり移乗のできない方。
側方移乗に適している車いす（アームサポートが跳ね上げ式、ブレーキが邪魔な位置にないなど）を利用されている方。
移乗の際にボードや介助者と接触する身体部分に褥瘡などの皮膚トラブルのない方。

一したケアを提供しやすいなど、従来式の長方形型の短所を大幅に改善した。裏面は太さ5cmの滑り止め付き。
【Lサイズ】 幅 72×奥行き31×厚み0.8cm、1.0kg、ポリエチレン  

「つばさ」 L サイズ

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し○2週間無料

返却時の送料は利用者負担

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

2週間

無料

返却時の送料は利用者負担

担当者からの PR コメント
「多くの利用者さまより『つばさ』があることで大きな安心につながるとのお声をいただいております」

74

株式会社モリトー

移動支援

第1章

免荷式リフトPOPO（ポポ）

型番 POPO REH-100

問い合わせ先販売価格／販売実績／機器紹介 URL

株式会社モリトー

第2章

特販部 石田 和彦〒 491-0074 愛知県一宮市東島町 3-36
Tel:（0586）71-6151 ／ Fax:（0586）72-4555
E-Mail: info@moritoh.co.jp■ 683,600 円（税抜）■累計 600 台■ http://www.moritoh.co.jp/products/
reh-100/

機器の特長と仕様
歩行が不安定な方。下肢機能障害または脆弱性
により、自立した歩行の困難な方または立位姿勢の保持が困難な方とし、要介護度はおおむね2から4とする。また、当該機器の使用環境は、入居型の高齢者施設または病院などでの日常的な歩行機会とする。屋外での使用は想定しない。

第4章

転倒リスクの軽減を目的として車椅子での移動になる。POPOは、立位支持性の低下している方でも転倒リスクを極力低減し、対象者の移動目的を簡易に達成できる。また、ハーネスの利用により支持性が増すため、転倒時に膝付性座屈による骨折等のリスクを回避でき、自発的歩行を促すことで、移動に対する生活の質が飛躍的に向上する。独立懸架型免荷アームを備え、モーター駆動で座位姿勢から容易に立位姿勢にできる。体重を免荷し、下肢

主な対象者

第3章

病院施設において、自発的に移動しようとすると、杖歩行および車椅子歩行が選択される。また、にかかる負担を軽減する。立位維持と歩行動作を補助する。
■吊あげ荷重
本体質量

100㎏
35㎏
免荷式リフト POPO（ポポ）の使用イメージ

第5章

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し

○3日間

15,000円

別途送料が必要／取り扱い説明が必
要／別途ハーネスが必要（貸出）2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し○

1週間

35,000円

別途送料が必要／取り扱い説明が必
要／別途ハーネスが必要（貸出）第６章担当者からの PR コメント「『立てる・歩ける喜び』の声をたくさんいただいています。ぜひ体験してください」

75

第5章

実用化された福祉用具・介護ロボット

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社

排尿予測デバイス DFree
排泄支援

型番 DFree-U1X

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL■9
 0,000 円～ 300,000 円（税抜）

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社
DFree 事業部 小林マサノリ〒 105-0001 東京都港区虎ノ門 1-4-2 虎ノ門東洋ビル 7 階
Tel:（03）5459-1295 ／ Fax:（03）6697-6418
E-Mail: dfree@www-biz.co※通信費・消耗品費は別途■平成 29 年 4 月■累計 2,000 台■ https://dfree.biz/■機器紹介動画 https://www.youtube.com/
watch?v=wzlb68WQBD8機器の特長と仕様
超音波センサーを下腹部に装着することで、膀
胱の尿のたまり具合を計測し、スマートデバイス等に排尿のタイミングを知らせる。通知に基づく、
トイ
レ誘導やおむつ・パッド交換等、排泄介助の業務効率化を実現し、利用者の自立排泄を支援する。
また、排泄ケアの記録を、iPad等で簡単に記録でき、排泄の傾向やおむつ・パッドの消費量を自動で集計・分析するサービスも付帯しており、排泄ケアのオペレーションの見直しが可能。
利用には、DFree本体と中継機に加えて、消耗品として、装着補助シート・テープと超音波用のジェルが必要となる。Wi-Fiの環境がない場合でも別途
SIMカードを使って利用できる。

排尿予測デバイス DFree

主な対象者

本体

要介護状態の方で、主に排泄介助が必要な方（トイレ誘導・おむつ交換時）に有効。

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し○1週間無料

往復送料は利用者負担

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

最大
2週間

無料

往復送料は利用者負担

担当者からの PR コメント
「排泄自立の取組みを行うための排泄支援ロボットとして導入が進んでいます」

76

日本セイフティー株式会社
第1章

ラップポン・ブリオ やわらか便座タイプ
排泄支援

型番 BRSE002JH

TAISコード 00942-000012

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／機器紹介 URL

日本セイフティー株式会社

第2章

ラップポン事業部〒 102-0082 東京都千代田区一番町 21 一番町東急ビル 11F
Tel:（03）6369-2223 ／ Fax:（03）6369-2228
E-Mail: kaigo@nihonsafety.com■ 92,500 円（税抜）■平成 29 年 6 月■累計 5,620 台■ http://wrappon.com/kaigo/■機器紹介動画 https://www.youtube.
com/watch?v=-giELxVzXoM

機器の特長と仕様
第3章

ラップポン・エール2は自動ラップ式排泄処理ユニットが搭載されたポータブルトイレ。水を使わず、熱圧着によって排泄物と臭いを密封するため、バケツの洗浄は不要。
普通便座タイプもある。

主な対象者

第4章

夜間頻尿等の身体状況の問題や、居宅内のトイレまでが遠い、段差がある、和式等の住環境の問題により居室内に腰掛トイレが必要な方。

ラップポン・ブリオ やわらか便座タイプ

第5章

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し

○

1～2週間
程度

無料

返却時の送料は利用者負担

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

△

1カ月

無料

基本、エール2で実施。在庫がある場
合があるので要相談

第６章担当者からの PR コメント
「排泄物を個包装にするため、臭いも菌も閉じ込めます。バケツ洗浄の手間がないためお手入れが簡単です」

77

第5章

実用化された福祉用具・介護ロボット

株式会社ピラニア・ツール

排便姿勢保持機器 トイレでふんばる君
排泄支援

型番

IG-FS02

TAISコード 01722-000001

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／機器紹介 URL

株式会社ピラニア・ツール
尾田 一郎〒 169-0075

東京都新宿区高田馬場 3-1-5 
サンパティオ高田馬場 425
Tel:（03）3360-8567 ／ Fax:（03）3362-8358
E-Mail: toiawase@funbaru-kun.net

■ 33,000 円（税抜）■平成 24 年 4 月■ https://funbaru-kun.net/■機器紹介動画 テクノエイド協会 HP で公開中

機器の特長と仕様
当機器は、便座に座って排泄を行うことに取り組んでいる方々に向けて開発された。機器利用者は自然な排泄姿勢（前傾姿勢）を安全に維持できるとともに、下腹部に当てたクッションによる腹圧補助を同時に実現する。
特長1：安全・安楽な排便姿勢（前傾姿勢）の保持。特長2：クッションによる腹圧の補助機能。便の排出に必要な腹圧を補助する。特長3：簡易な導入。
機器を壁や床に固定する工事は不要。補足：副次的には機器の利用に慣れることで転落の予防を期待
できる。

主な対象者

排泄の際に自律的な姿勢の維持が難しい方。端座位がとれない方。排泄意志のコントロールが難し
く普段は介助により排泄を行っている方。一部、全部介助で座位がとれる方。車椅子に座れる方。便秘症など内蔵・消化器系などの疾患のない方。

〈仕様〉 鉄・PVC／低反発発泡ウレタン〈サイズ〉 W
 4 8 0×D 5 8 5～6 1 5×H 6 1 0～680mm（高さ3段階可変）

排便姿勢保持機器「トイレでふんばる君」と使用イメージ（枠内）

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し

○

応相談

応相談

返送料は利用者負担。
実際の排泄介助の使用不可

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

10日間

無料

返送料は利用者負担。
実際の排泄介助の使用不可

担当者からの PR コメント
「誰もが簡単にご活用いただける見守り機器となっております。
「おむつはずしの取り組みや、
具体的に利用していただけそうな方をイメージできましたらぜひお申し込みくだ
この機会にぜひお使いになってください」
さい」

78

シーホネンス株式会社
第1章

ベッド内蔵型見守りセンサー「i サポート搭載」X シリーズ
見守り支援

型番 SX-1*5*****S*／AX-7*5*****S*

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／機器紹介 URL

シーホネンス株式会社

第2章

事業戦略室 佐藤、 藤田〒 537-0001 大阪府大阪市東成区深江北 3-10-17
Tel:（06）6973-3471 ／ Fax:（06）6973-3440
E-Mail: strategy@seahonence.co.jp■ 665,000 ～ 1,030,000 円（税抜）■平成 30 年 11 月
■ http://www.seahonence.co.jp/hp/
sensor/i-support_characteristic.
html

機器の特長と仕様
第3章「iサポート」は、非接触・無拘束で利用者の自立行動を尊重しつつ、シンプルかつ本質的に必要な第4章

サポートができるベッド内蔵型見守りセンサー。
お使いのナースコールを通じて、利用者のベッド上での起き上がり・離床・徘徊などの状態をリアルタ
イムにスタッフに知らせることができるので、転倒や転落などのリスク低減や、適切なタイミングでスタッ
フが訪室するなどの介護業務効率化にも役立つ。
アラート設定は、操作コントローラーの4つのボタン〔起き上がり（感度調節可能）・離床・見守り〕から1つを選んで押すだけで設定完了。体重の入力
や、利用者がベッドに戻った際の再設定も不要。

ベッド内蔵型見守りセンサー 「i サポート」 搭載
X シリーズ

主な対象者

ベッドからの転落・転倒や徘徊リスクがある方。

項目
1

2

イベントや研修会等での一時貸し出し機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

対応可否 貸出期間
△

○

応相談

2週間～

利用料金の目安（税抜）

利用条件など無料

上記問い合わせ先まで都度要相談

無料

使用するナースコール設備によって分岐ボックスのコネクタ形状が異なる
ため、適合確認が必要。
（分岐ボックスが必要ない場合もある）

第5章

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）

第６章

担当者からの PR コメント
「使い方や設定などでお困りごとがございましたら、各支店・営業所の担当スタッフがサポートいたします」

79

第5章

実用化された福祉用具・介護ロボット

株式会社メディカルプロジェクト

離床・見守りセンサー（ナースコール連動タイプ）
見守り支援

型番 M1800-B

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

株式会社メディカルプロジェクト〒 420-0026 静岡県静岡市葵区大鋸町 1 番地の 12
Tel:（054）252-1141 ／ Fax:（054）254-0574
E-Mail: info@medicpro.co.jp■ 190,000 円（税抜）■平成 28 年 12 月
■累計 75 台■h ttp://www.medicpro.co.jp/mimamori.
html

機器の特長と仕様
職員の負担軽減をサポート。マットレス（エアーマットレス可）の下に薄いセンサーを置き、微弱な体動から、呼吸、脈拍の検知を行い、異変時、ナースコール等へお知らせ。ベッドサイドのコントロー
ル装置（モニター付き）により、ほぼリアルタイムで呼吸・脈拍等を観察できる。異変時の報知タイミン
グは、個別に呼吸回数や脈拍回数等の設定値を変更できるので、誤作動を予防できる。
医療機器届出番号：14B2X00002000034

主な対象者

看取り・ターミナルケア対象の方。転倒・転落リス
クのある方。

離床・見守りセンサー（ナースコール連動タイプ）のシステム概要

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し

○

2～3日

無料

別途打ち合わせ2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

1～2週間

無料

別途打ち合わせ担当者からの PR コメント
「特に工事の必要はありません。思い立ったが吉日。すぐにスタートできます」

80リコージャパン株式会社
第1章

リコー みまもりベッドセンサーシステム
見守り支援

型番 914623

TAISコード 01860-000001

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

リコージャパン株式会社
ICT 事業本部 エッジソリューション企画センター
ヘルスケア事業企画室 ヘルスケアビジネスグループ 澤永 龍洋〒 104-0045 東京都中央区築地 5-6-10
浜離宮パークサイドプレイス
Tel:（050）3534-6667 ／ Fax:（03）6675-3120
E-Mail: zjc_healthcare@jp.ricoh.com

第2章■ 200,000 円（税抜）■平成 30 年 7 月■ https://www.ricoh.co.jp/bedsensor/■機器紹介動画
https://www.youtube.com/embed/c53iBrWCvr0?rel=0&wmode=transparent&autoplay=1

機器の特長と仕様
 護スタッフが離床前に駆け付け、歩行介助する
介必要がある利用者。
●
睡眠が不安定なため、介護スタッフが生活リズムを把握したいと思う利用者。
●
生活リズムが不明確な新規入所やショートステイ
の利用者。
●

第4章

 用者が安心・満足するケアを提供する介護ス利
タッフを支援。
●
夜間など介護スタッフが少ない時間帯にも利用者の状態が把握できる。
●利 用者の離床のタイミングがわかり、転倒・転落のリスクを軽減する。
●
利用者の安眠を妨げることなく、適切なタイミング
での訪室を実現する。
●ご 家族への詳しい生活状況の説明を支援。
●
利用者の健康管理や排泄の自立に役立てられるなど、ケア品質の向上に貢献。
●

主な対象者

第3章

リコー みまもりベッドセンサーシステムは、利用者のベッド上の状態（位置、体動、姿勢など）と24時間の生活リズムを把握して、安心と健康生活を支援する、既存ベッドに後付する機器。

リコー みまもりベッドセンサーシステム

項目
1

イベントや研修会等での一時貸し出し機器導入を前提とした施
2設への試用貸し出し

対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

○

1日～5日

無料

○

2週間～
1カ月
程度

無料

第5章

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）
利用条件など設置対象の介護ベッド、インターネット
環境、パソコンなどが必要。詳しくは問い合わせ。
設置対象の介護ベッド、インターネット
環境、パソコンなどが必要。詳しくは問
い合わせ。

第６章

担当者からの PR コメント
「利用者の24時間の生活リズムを把握することで、安心・快適・効率的な介護サービスに貢献します」

81

第5章

実用化された福祉用具・介護ロボット

株式会社ラムロック

画像認識搭載の見守りシステム
みまもり CUBE -システム Light見守り支援

CUBE-00002-A

TAISコード

問い合わせ先01325-000012

販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL■ 128,000 円／センサー 1 台（税抜）■平成 30 年 6 月■累計 500 台■ https://ramrock-eyes.jp/■機器紹介動画 h ttps://youtu.be/UUPsQ15ZVsY
https://youtu.be/a5DpesbFI7w

株式会社ラムロック
営業部 藤井 友一朗〒 820-1111 福岡県飯塚市勢田 1950-1
Tel:（094）966-8160 ／ Fax:（094）962-3157
E-Mail: mimamori-cube@ramrock.co.jp

機器の特長と仕様「みまもりCUBE -システムLigh-」は、カメラとセンサーを併用して検知する従来製品と異なり、映像だけで判断を行う見守りシステム。
端座位の状態や施設（居室）からの入退出の状
態を、自動で検知しお知らせすることができる。検知時には訪室が必要か否か映像をもとに判断できるので、無駄な訪室回数を削減でき、介護現場の負担軽減が可能になる。転倒リスクの高い入居者に「みまもりCUBE」を設置することにより、少ない
人員で多くの入居者を見守ることが可能になる。
また怪我・転倒事故があった際は、録画を確認する

離 設リスクの高い入居者の居室および施設からの入退室検知。
●
加圧式マットセンサーの誤報・失報でお悩みの方。
●

ことで再発防止などの対策を立てることもできる。
※プライバシー対策で映像にモザイク加工も施
せる。

主な対象者
●

転 倒リスクの高い入居者の離床検知。
（ベッド上

の動き）

みまもり CUBE -システム Light-

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し

○

1～3日

無料

貸与者が送料負担

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

1.5カ月
程度

無料

貸与者が送料負担

担当者からの PR コメント
「CUBE型の小さなカメラなので、監視されているという印象を入居者に与えないのもポイントです」

82

株式会社中日諏訪オプト電子
第1章

睡眠見守りシステム みまもりずむ
見守り支援

型番 CS-1000

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／機器紹介 URL

株式会社中日諏訪オプト電子
中日電子カンパニー
営業部営業課 間瀬 英男〒 457-0078 愛知県名古屋市南区塩屋町 1-3-4
Tel:（052）891-8997 ／ Fax:（052）891-7345
E-Mail: mase-hi@th-grp.jp

第2章■オープン価格■令和元年 12 月
■ http://www.chunichi-suwa.jp/
product/cs-1000/index.html

機器の特長と仕様
就寝中に見守りが必要な方を介護する方。
睡眠クオリティの評価を行い、介護や健康へのケ
アプランに役立てたい方。
●
検知の速い睡眠見守りシステムを探している方。
●
●

第4章

けで、利用者の睡眠状態や起き上がりを検知し、リアルタイムに確認ができる見守りシステム。
■体動測定
睡眠時の生体情報（呼吸、心拍）のデータを蓄積、解析することで、睡眠クオリティの評価を行うことができ、利用者に合わせたケアプランの作成に活用できる。
■システム構成
サーバーをローカルに設置することで、施設内

主な対象者

第3章

■見守り
ベッドのマットレスの下にセンサーマットを置くだのみで複数のセンサーのモニタリングや情報管理が可能になる。また管理サーバーをインター
ネットにつなぐことで、介護スタッフ、家族へのメール配信が可能になる。

睡眠見守りシステム みまもりずむ

第5章

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

イベントや研修会等での一時貸し出し

○

1週間
程度

0円

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

応相談

0円

ソフトウエアをインストールするパソ
コンおよび有線LANの環境の用意が必要
ソフトウエアをインストールするパソ
コンおよび有線LANの環境の用意が
必要

第６章

1

利用条件など担当者からの PR コメント
「検知の速さ（最速3秒）、睡眠の質の詳細な解析、ゆらぎ健康度が特色の睡眠見守りシステムです」

83

第5章

実用化された福祉用具・介護ロボット

加藤電機株式会社

見守りシステム SAN フラワー×ヘルシーライフ（認知症高齢者見守りシステム）
見守り支援

型番

ARMK-200

TAISコード 01572-000007

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL■ 191,700 円（税抜）■平成 29 年 6 月■累計１台■ http://www.anshin-anzen.com/sanflower/armk200/

加藤電機株式会社
営業部 吉澤、 渡辺〒 475-8574 愛知県半田市花園町 6-28-10
Tel:（0569）21-6182 ／ Fax:（0569）26-0089
E-Mail: sa2_nagoya@kato-denki.com

機器の特長と仕様〈特長〉●
事業所から発信機を携帯した利用者が離設・帰設した際、介護スタッフなどへメールにて通知。
●
発信機は長期間連続稼働（約1.5カ月）するため、充電の手間や充電切れが少なく安心。
●捜 索機器で最小誤差50cmまで誘導され、必ず発見できる。
●専 用シューズは発信機の携帯忘れ対策に効果的。
●イ ンターネット環境がない場合でも導入できる。
●事 業所内に機器を設置するだけで、設置工事はSANレーダー：

68×114×14mm、約70g  

主な対象者

 設・病院に入居・入院している方。
施徘徊予防の必要な認知症の方。
●介 護従事者の負担軽減および作業の効率化、介護サービスの向上を考えている施設経営者・運
営者。
●
●

不要。

〈仕様〉
GEOフェンス型SANアンテナ：
38×160×100mm、約257g
小型SANタグ：

見守りシステム SAN フラワー×ヘルシーライフ（認知症高齢者見守りシステム）のセットイメージ

29×34×10.5mm、約9g

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し○

3～5日間

5,000円

説明スタッフが必要な場合、別途費用

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し○

1週間

10,000円

小型SANタグの数量は最大10個まで増設可能。その場合別途費用

担当者からの PR コメント
「多くの自治体・施設にて捜索模擬訓練などで効果を実感していただいています。お気軽にお問い合わせください」

84

キング通信工業株式会社
第1章

シルエット見守りセンサ
見守り支援

型番 WOS-114N

TAISコード 01558-000003

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

キング通信工業株式会社

第2章

営業統括本部 高橋 絵理子〒 158-0092 東京都世田谷区野毛 2-6-6
Tel:（03）3705-8540 ／ Fax:（03）3705-8773
E-Mail: e-takahashi@king-tsushin.co.jp■ 300,000 円（税抜）■平成 27 年 4 月■累計 2,000 台■ https://www.king-tsushin.co.jp/
solution/wos-system/■機器紹介動画 https://youtu.be/f3ZB7KOpA3M

機器の特長と仕様〈見守られる側〉
立ち上がりや歩行が自力では困難、もしくは不可能であり、介助を必要とする／認知症等の症状により、自身の身体の状況を正確に把握することができない／介護者に介助を求めず自力でベッドからの移乗、歩行を行おうとする等の理由から、ベッドや布団からの転落・転倒等による怪我等が懸念される方。

第4章

Wi-Fi環境を用いてタブレット端末やPC等にお知らせする。
センサ1台からの運用が可能で、居室に行かずに、タブレット端末等からご利用者さまの様子をシ
ルエット画像で確認することができ、見守る側、見守られる側双方の負担軽減に役立つ。
また、お知らせ時のシルエット画像の履歴を残す
ことで、有事の際の振り返りを実現した。ブラケット（取り付け具）を壁につけることで、容易に複数

主な対象者

第3章

〈特長〉
起き上がり／はみ出し／離床を区別して検知し、ベッド間での移設ができ、再設定が可能。

〈仕様〉
サイズ：166（H）
×217（W）
×126（D）mm
質量：約800g
通信方法：無線LAN／有線LAN

シルエット見守りセンサ セン
サ本体（上）と確認画面（右）
のイメージ

項目

対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）1

イベントや研修会等での一時貸し出し

○

3日間

無料

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

2週間

無料

第5章

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）
利用条件など説明スタッフの同行、もしくは事前説明が必要。また、別途機器の送料や説明スタッフの費用が必要。応相談
試用の際には機器の設置およびLAN
環境の構築が必要。また、別途設置費用が必要。応相談。

第６章担当者からの PR コメント
「センサを活用することで、夜勤職員の不安感や負担が軽減されたなどの嬉しいお声をいただいております」

85

第5章

実用化された福祉用具・介護ロボット

トーテックアメニティ株式会社

高齢者向け見守りシステム 見守りライフ
見守り支援
移乗支援

型番 SMCO-C

TAISコード

問い合わせ先01626-000004

販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

トーテックアメニティ株式会社
ネットワークソリューション事業部 スマートコミュニティ事業推進室
常冨〒 163-0417 東京都新宿区西新宿 2-1-1
新宿三井ビルディング 17F
Tel:（03）5657-3216 ／ Fax:（03）5909-8800
E-Mail: mlife@totec.co.jp■ 178,000 円（税抜）～■平成 28 年 9 月■累計 1,200 台■ https://www.totec-mlife.jp/

機器の特長と仕様
ベッド脚にセンサを敷き、センサから得られる荷重情報により、ベッド上の動きを検知し、PC・スマー

トフォンで表示・通知する見守りシステム。ベッド脚への取り付けのため、利用者には、「拘束」や「監視」といった不快感を与えることはない。
離床前の早い段階（動き出し、起き上がり、端座位）で、介護職員にお知らせすることにより、転倒・転落リスクを低減し、人手の少ない夜間では、利用者の状況が把握できることにより、介護職員の肉体的・精神的負担を軽減し、最適な介護を行うことが可能となる。
また、測定した利用者の体重、脈拍・呼吸および
生活リズムを利用し、生活改善・介護プランに活用できる。

がある方 ● 自立支援介護の方 ● お看取り
【介護事業者の方】●
転倒、転落事故を減らしたい ● 介護業務の負担を軽減したい ● 介護サービスの質を向上させたい見守りライフ システムと設置イメージ

主な対象者【介護施設・病院に入居・入院されている方】●
転倒、転落リスクのある方 ● 認知症等で徘徊癖

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目1

イベントや研修会等での一時貸し出し機器導入を前提とした施
2設への試用貸し出し

対応可否 貸出期間
○

1日～
1週間

○

原則
2週間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など無料

別途、機器の送料、説明スタッフの費用が必要となる場合あり。応相談

無料

試用環境として、インターネット回線が必要。別途、設置費用が必要となる場
合あり。応相談担当者からの PR コメント
「介護に関わる人が本当に導入したいと思う製品の開発と、きめ細かなお客さまサポートを心がけています」

86フランスベッド株式会社
第1章

見守りケアシステム M2
見守り支援
問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績

フランスベッド株式会社

第2章

法人企画課 千頭和 重基〒 106-0032 東京都港区六本⽊ 4-1-16
Tel:（03）5549-2936 ／ Fax:（03）5549-2945
E-Mail: chizuwa_shigeki@francebed.jp■オープン価格■平成 25 年 2 月■累計 9,302 台■機器紹介動画 テクノエイド協会 HP で公開中

機器の特長と仕様
第3章

ベッドに内蔵された4つのセンサーが、ベッド上の利用者の状態を自動認識、見守りができるベッ

第4章

ド。特に「誰もが簡単に操作、運用できること」に配慮しているので、複雑な設定等を行うことなくどな
たでも簡単に操作できる機器となっている。ベッドをナースコールと接続するので、利用者の状態で通知が必要な場合はナースコールへ正確に発報を行う。また、自動体重測定機能やWi-Fiを活用したリ
アルタイムでのベッド複数台の見守りにも対応。別売りのオプションを購入いただくことで、部屋内の温湿度や利用者のバイタルデータも見守ることが可能となる。

主な対象者

日常、マットセンサーや離床センサー等を活用

して、安全のため常時状態を確認する必要がある方。

見守りケアシステム M2 のシステムイメージ

第5章

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し

―

―

―

―

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

2週間
程度

無料

ナースコールの状況により、別途分配器をお買い求めいただく場合あり

第６章

担当者からの PR コメント
「誰もが簡単にご活用いただける見守り機器となっております。この機会にぜひお使いになってください」

87

第5章

実用化された福祉用具・介護ロボット

株式会社アートデータ

体動検知マットセンサ
見守り支援

型番 BIO-H17

TAISコード 01583-000001

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

株式会社アートデータ
世田谷業務センター 太田〒 157-0073 東京都世田谷区砧 8-10-1
Tel:（03）5727-8080 ／ Fax:（03）5727-8081
E-Mail: art@artdata.co.jp■ 98,000 円（税抜）■平成 26 年 7 月■累計 400 台■h ttp://www.artdata.co.jp/it_product/it_pr_seitai.html

機器の特長と仕様
体動検知マットセンサは、マット部と変換ユニットで構成される。

マットセンサをベッドや布団の下に敷いて、その上に寝ると、無接触でも周期的な体の振動を検知して就寝中の高齢者を見守る。
振動が検知されないと、警報を出す。離床検知のモードに変えることもできる。警報は外部通知ができ、スマホへ呼び出したり、施設のナースコールに接続する方法や、指定先へメールを送信することで、異変を早期に知ることができる。
もし、スマホが近くにあれば、直接、専用アプリ

主な対象者

ひとり暮らし高齢者やサービス付高齢者向け住宅などで、就寝中の見守り（熱中症予防、体動不安
定、無体動モニターなど）が必要な方。ベッドからの離床検知で徘徊予防の補助（離床のタイミングで警報を出すこともできる）が必要な認知症の方。

ケーションで指定の電話番号に通報したりメールによる通報もできる。施設以外の一般家庭でも利用できる。
（マットサイズ800×250×5mm）

体動検知マットセンサ

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用条件など利用料金の目安（税抜）1

イベントや研修会等での一時貸し出し

○3日～5日 5,000円／期間

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し○7日が基準 3,000円／回

要事前相談
応

取り扱い操作の相談担当者からの PR コメント
「スタッフや家族による夜間の見守りや徘徊などの負担を減らしたくて開発しました。施設に合せた通報手段
やスマホコールもできます」

88株式会社 NTT データ
第1章

介護スタッフサポートサービス「エルミーゴ ®」見守り支援
問い合わせ先販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL株式会社 NTT データ
第二公共事業本部 第四公共事業部 第一統括部
事業推進担当〒 143-0023 東京都大田区山王 1-3-5
Tel:（050）5547-9629 ／ Fax:（03）3776-7777
E-Mail: care_service_pr@kits.nttdata.co.jp

第2章■平成 30 年 6 月■ 5 セット（平成 30 年 12 月時点）■h
 ttps://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/ermi-go/■機器紹介動画 テクノエイド協会 HP で公開中

機器の特長と仕様
夜間就寝中に見守りが必要な方
ひとりでの歩行が困難な方● 対 象者の方の睡眠データ
・バイタルデータの取得を行い、今後のケアプランに活用したい方
●
●

第4章

やスマートフォンに通知することで、遠隔からでも利用者の状態の確認ができ、駆け付けが必要かどうかの判断ができる。
（眠りSCANとシルエットセン
サーの検知結果を総合的に判定し通知する）■体動測定
眠りSCANにより検知した利用者の状態変化を「睡眠日誌・呼吸日誌」として定量的に記録することで、実施したケアプランの効果測定や今後のケ
アプランの検討に活用することができる。

主な対象者

第3章

■見守り
利用者がベッドから離床等をした際に、管理PC■映像記録
シルエットセンサーにより検知した利用者の離床時の前後の様子を記録することで、介護スタッフ
同士での情報共有やご家族への説明時に活用できる。

スマートフォン画面「エルミーゴ ®」 のサービスイメージ

第5章

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し○応相談

無料

詳細は問い合わせ2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

応相談

無料

詳細は問い合わせ

第６章

担当者からの PR コメント
「ご利用されるセンサーは、2種類両方もしくはどちらか1種類を選択することも可能ですので、ご相談ください」

89

第5章

実用化された福祉用具・介護ロボット

株式会社テクノスジャパン

見守り介護ロボット ケアロボ
見守り支援

型番 TTCR1

TAISコード 00318-000074

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

株式会社テクノスジャパン
在宅製品営業グループ 玉田〒 670-0947 兵庫県姫路市北条 1-266
Tel:（079）288-1600 ／ Fax:（079）288-0969
E-Mail: info@technosjapan.jp■ 166,000 円（税抜）■平成 27 年 7 月■累計 1,500 台■h ttp://www.technosjapan.jp/product/
tascal/#anchor01

機器の特長と仕様
見守り介護ロボット「ケアロボ」は、各種徘徊・離床センサー、呼出しスイッチ、軽度認知症ケア製品、見守りセンサーなど、高齢者の見守りに必要な機器の作動信号を受信すると、携帯電話通信で介護者（スタッフや家族等）へ報知する。また、ナース
コール設備がある施設においては各種徘徊・離床
センサーと中継ボックスが無線で通信し、ナース
コールと連動することが可能。
「ケアロボ」本体には、カメラ・スピーカー・マイク・室温センサーの他、携帯電話モジュールを内蔵し、介護者のスマホ・携帯へは画像付きメールで報知するので、離れた場

主な対象者

不穏行動がある人／徘徊行動がある人／転倒・転落の恐れがある人／トイレ誘導が必要な人／夜間帯の見守りが必要な人

所に居ながら、対象者の状態や様子を確認できる。
「ケアロボ」と各種見守りセンサーは自由に組み合わせができ、対象者と会話もできる。また、携帯電話通信を利用するので、無線LAN環境を必要としない。

見守り介護ロボット「ケアロボ」 のセットイメージ

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し

○

1週間

無料

都度協議

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

1週間

無料

都度協議

担当者からの PR コメント
「ナースコール併用、気になるタイミングで対象者の様子を確認、センサー作動記録、対象者の行動パターン
を知る、インシデントの可視化、より良い介護へのヒント、実践力UP、家族との情報共有、負担軽減＆モチ
ベーションUP」

90ノーリツプレシジョン株式会社
第1章

予測型見守りシステム Neos+Care（ネオスケア）
見守り支援
問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

ノーリツプレシジョン株式会社

第2章

事業推進部新規事業課 中嶋 伸生〒 640-8550 和歌山県和歌山市梅原 579-1  
Tel:（073）456-3966 ／ Fax:（073）456-3991
E-Mail: nobuo.nakashima@noritsu.com■ 348,000 円／センサー 1 台（税抜）■平成 27 年 10 月
■累計 1,000 台■h ttps://www.noritsu-precision.com/neoscare/■紹介機器動画 https://youtu.be/YRut2aBMJTc

機器の特長と仕様

日常的な危険因子を把握・回避することができ、ADL情報をモニタリングすることで、生活動作レベルがチェックできる。

予測型見守りシステム 「Neos+Care（ネオスケア）」

倒・転落を防止し、介護の負担を軽減できるだけでなく、履歴画像の記録でADLの管理・改善にもつながるシステムである。
異常動作検知時の画像を携帯端末に転送し、介護者がリアル・タイムで画像を確認できる。万一、事故が発生した場合でも、前後の映像を記録するため、原因究明および再発防止策の検討に使用できる。また、シルエット画像で要介護者のプライバ
シーに配慮し、24時間の動作を確認できるため、

第4章

歩行機能が低下している方。また、手術後のせん妄のある方など。

第3章

先進の検知システムで、非接触方式のため、対象者に負担をかけず要介護者のベッド周辺での転主な対象者

高齢者や認知症の方、あるいはベッドから立ち上がろうとして転倒したり、転落する可能性のある、

第5章

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し

○

1～3日

無料

別途、
機器の送料や説明スタッフの費用が必要。
日程により対応不可の場合あり

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

3カ月
程度

無料

別途、設置ネットワーク費用が必要

第６章※ テクノエイド協会ホームページにて動画公開中。

担当者からの PR コメント
「ロボットと人の目による思いやりのある見守りシステムで、介護される側にもする側にも安心・安全です」

91

第5章

実用化された福祉用具・介護ロボット

株式会社ミオ・コーポレーション【ナースコール連携】離床・バイタル感知 見守りセンサー
見守り支援

型番 SSP-L1

TAISコード 01461-000003

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／機器紹介 URL

株式会社ミオ・コーポレーション
センサー事業部 営業 鎌形、 榎本〒 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央 2-5-9
Tel:（045）624-9928 ／ Fax:（045）624-9935
E-Mail: info@mio-corp.co.jp■ 80,000 円（税抜）■平成 28 年 4 月■ https://www.mio-corp.co.jp/sensor/
specification/

機器の特長と仕様【導入効果】
対象者の早期異常検知＆職員皆さまの負担低減に成功。
機器導入後、巡視時間の低減に成功。計118分／日を実現した。
【設置方法、特徴、仕様】
既にご利用中のナースコールと接続。対象者の方の異常を検知すると、ナースコールに知らせが入る見守りシステム。
面倒な工事もなく、既存のシステムにも気軽に導入することができる。
設置方法：写真の①ベッドセンサーをマットレス下に設置し、②のセンサープラスと繋げる。
（USB
ケーブル）
②のセンサープラスとナースコールを接点出力で繋げ、設置完了。
介護保険レンタル認定を受けており、低コストで主な対象者

ターミナルケア対象の方、要介護度の高い方、認知症徘徊対策者の方が対象。

【ナースコール連携】離床・バイタル感知 見守りセンサーのセッ
トイメージ

利用可能。

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目1

イベントや研修会等での一時貸し出し機器導入を前提とした施
2設への試用貸し出し

対応可否 貸出期間
―
○

―
2週間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など――無料

利用中ナースコール状況の確認あり。
返却送料は利用者負担。
レンタル台数
上限2台まで担当者からの PR コメント
「低コストで対象者の見守り＆職員さまの業務負担軽減が可能です。維持費も、かかる費用もなくご利用いた
だけます」

92

コアフューテック株式会社

見守り支援

型番

第1章

非接触型見守りセンサーe 伝之介くん

EDS-01SSCMR000

TAISコード 01903-000001

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

コアフューテック株式会社
第2章

介護機器事業部 橋本 眞
〒 211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東 2-888
KTS ビル 2 階
Tel:（044）430-5501 ／ Fax:（044）430-5502
E-Mail: e-den@elintsystem.co.jp■ 128,000 円（税抜）■平成 31 年 4 月■累計 9 台■h
 ttps://www.elintsystem.co.jp/e-dennosuke.
html

機器の特長と仕様
介護施設、医療機関および在宅での、主に要介
護度2～3程度の動きのある認知症高齢者の見守りを対象と考えている。

第4章

り込んだ画像を、高度な画像処理技術で解析することで、利用者の起床・離床を安定的に検知・通知（独自無線またはナースコール経由）する。
2. 低コスト＋取り扱いが簡単
追加付帯機器（PC、スマホ、アプリ等）や、追加工事（無線・取り付け工事等）が不要。ランニングコ
ストは電気代のみ。軽量で、簡単に移動のできる自立型で、電源を入れれば1分で起動・検知開始。
3. 優れた検知機能

主な対象者

第3章

1. 起床・離床の検知・通知機能にのみ特化
赤外線LED照射により赤外線カメラを通して取プライバシー保護のため、画像は残さない。赤外
線カメラにより、暗闇でも検知が可能。利用者を検知後は、他の第三者は認識しない。寝返りでの反応もなし。
4. 簡単メインテナンス、安心、安全
センサーマットのような断線、汚れ、跨ぎ、取り除

非接触型見守りセンサー 「e 伝之介くん」 の設置イメージ

第5章

き、躓き等がない。

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など貸出については、まだ広域展開できる体制が整っていないので、当面１都６県での対応。それ以外の地域でも、状況に応じて対応の予定

1

イベントや研修会等での一時貸し出し○イベント・研修会等の期間に合わせて対応

個別に相談

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

3カ月
以上

個別に相談

第６章

担当者からの PR コメント
「新たなセンサー導入や、センサーマットの代替えを検討しているが、重装備・高価格のIT系センサーまでは不要とのお客さまにぴったり」

93

第5章

実用化された福祉用具・介護ロボット

凸版印刷株式会社

Sensing Wave® 介護・睡眠見守りシステム
見守り支援
移乗支援

型番 1803CI

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部 環境デザイン事業部
まちづくり本部 ソリューション営業部 立山、 伊藤〒 110-8560 東京都台東区台東 1-5-1
Tel:（03）3835-6462 ／ Fax:（03）3835-6776■オープン価格■平成 30 年 4 月■累計約 230 台■h ttps://www.toppan.co.jp/news/2018/03/
newsrelease180328.html

機器の特長と仕様「SensingWave」は2018年4月より販売開始
した、ベッドのマットレスの下に敷いて使用する非接触の見守りセンサー。
ベッドに寝ている利用者の心拍・呼吸・寝返りを正確に記録し、睡眠の質（深い／浅い、睡眠時間）を計測することができ、ベッドマットレスは20cmの厚さまで対応可能。従来のセンサー製品と異なり、利用者がしっかり眠れているかどうかを確認できる
ため、夜間の巡視効率化だけでなく、ケアの質向上
やプランの改善にも活用いただける。
データについては、リアルタイムにクラウド上のまた睡眠状態、覚醒・離床の可視化が行えるた
め、要介護・寝たきりの見守りだけでなく、自立支援

や健康増進を目的とした活用も可能。

データベースに蓄積されるため、関係者での情報共有を図ることが可能。

Sensing Wave® 介護・睡眠見守りシステム

主な対象者

乳幼児等を除き、年齢に関係なく利用いただくことが可能。

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し

―

―

―

―

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

1週間

無料

―

担当者からの PR コメント
「睡眠の見える化による、ケアの向上・アセスメント。離床・覚醒状態把握し、ナースコールへ連動し通知」

94

株式会社アラソフトウェア
第1章

smart Robo
移乗支援
見守り支援
（非装着型） 型番 sm001-03
問い合わせ先販売価格／販売開始時期／機器紹介 URL

株式会社アラソフトウェア
第2章

技術部 村井 保之、 岩久保 命嗣〒 090-0837 北海道北見市中央三輪 1-422
パナプラザビル 4F
Tel:（0157）36-2955 ／ Fax:（0157）36-1416
E-Mail: arasoft@arasoftware.com■ 250,000 円（税抜）■令和元年 10 月
■ http://www.arasoftware.com/smartr/

機器の特長と仕様
第3章

個人情報保護法の観点から、本製品は撮影される映像を画像解析でシルエットで表示する。これにより人物が特定されないため、被介護者の「監視されている」という心理を和らげることができる。
この映像解析は、人物の行動を随時把握することができる。例えば、日々の行動の履歴、静止履
歴、動くスピード把握と履歴、これらの経歴時間を随時検索できる。緊急時の映像閲覧も可能である。

第4章

主な対象者

介護施設、居住介護サービスを利用されている被介護者。施設で働いている介護職員等。

smart Robo の活用イメージ

第5章

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し○1週間

5,000円／日

機器送料、工事は含まない

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し○

1週間

5,000円／日

機器送料、工事は含まない

第６章

担当者からの PR コメント
「この機器は、働き方改革に沿った介護士支援ロボットです。使い方は簡単で気軽にお使いいただけます」

95

第5章

実用化された福祉用具・介護ロボット

株式会社金星

ピュアット
移乗支援
入浴支援

型番 K003001
販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

株式会社金星営業部 企画営業課 佐藤 拓
〒 102-0081 東京都千代田区四番町 4-8 野村ビル 3Ｆ
Tel:（03）3511-8441 ／ Fax:（03）3511-8440
E-Mail: t_sato@kinboshi-inc.co.jp■ 1,200,000 円（税抜）■平成 30 年 12 月
■累計 15 台■ http://www.kinboshi-inc.co.jp

機器の特長と仕様
ウルトラファインバブルという目に見えないサイズのバブルを作り出し、この小さな泡が体をキレイにしてくれる。
そのため、ボディソープやこすり洗いをしなくても、ウルトラファインバブルのお湯に浸かるだけで身体の汚れを落とすことができるようになる。
擦り洗 いなどの 必 要がなくなるので 、職 員にとっては介助負担や時間を大きく減らすことができる。
また、利用者にも肌にとても優しい洗身を提供することが可能。
設置に面倒な工事等が不要なポータブルな装置。
ピュアット

主な対象者

入浴介助が必要な方、こすり洗いや洗剤により肌の負担がある方、麻痺による拘縮で洗い残しがある方、既往歴により洗身が困難な方。

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し

―

―

―

―

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

1週間

無料

導入検討の施設向け担当者からの PR コメント
「導入いただいた施設さまでは30％の負担軽減を実現しました。まずはお気軽にお問い合わせください」

96アスカ株式会社
第1章

対麻痺者用歩行補助ロボット WPAL-G
移乗支援
機能訓練支援（非装着型）

型番 WPAL-G

TAISコード 01840-000001

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

アスカ株式会社

第2章

開発本部 出口 寛〒 473-0923 愛知県豊田市中根町大切 50-1
Tel:（0565）51-2755 ／ Fax:（0565）52-1245
E-Mail: deguchi201@aska.co.jp■ 5,500,000 円（税抜）■平成 29 年 4 月■累計 8 台■ https://www.aska.co.jp/contribution/wpal.html■機器紹介動画 h ttps://www.youtube.com/
watch?v=ximVNxhB2rA

機器の特長と仕様
第3章

脊髄損傷などにより両下肢が完全に麻痺し歩行ができない人が、車いすから立ち上がり自立歩行ができる。立位安定性に優れ、両手を離してバラン
スを取ることが容易。調節機構により複数の方に対応できる。ユーザーに応じて最適な歩行パターンを作成できる。短時間の訓練で立位、歩行ができる。
WPALを使った起立、歩行訓練によって、利用者

第4章の運動感覚を取り戻すとともに療法士の軽労化、省人化を目指している。
詳細仕様についてはTAISコードより福祉用具情報システムで確認されたい。

主な対象者

脊髄損傷による対麻痺者の他、手術後の両下肢の麻痺でリハビリテーションが必要な方。虚弱高齢者で起立、歩行訓練が必要な方。普段から立位をとる練習をして見える方など。

対麻痺者用歩行補助ロボット WPAL-G

第5章

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し○当日

無料

弊社係員が立ち会い指導2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し○

3カ月

90,000円／月

初回、弊社係員が立ち会い指導の下、実施

第６章担当者からの PR コメント
「療法士の方が4人掛かりで行っていた歩行訓練を1人監視でできた事例があります」

97

第5章

実用化された福祉用具・介護ロボット

株式会社AKシステム

こいじゃる！
機能訓練支援
移乗支援

型番 CJ-1

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／機器紹介 URL

株式会社AKシステム
企画開発室 徳永
〒 879-5413 大分県由布市庄内町大竜 1474 番地
Tel:（097）582-3311 ／ Fax:（097）582-3633
E-Mail: medical@aksys.co.jp■オープン価格■平成 30 年 8 月■ https://www.aksys.co.jp/coijal/

機器の特長と仕様【概要】
車いすに着脱可能な足こぎペダルユニット。車いすに装着しペダルをこぐと、自身の足で車いすを動かしながら“楽しく”下肢運動が行える。
【特長】①車 いす利用者が乗車したままで、介助者等による（非接触での）着脱が可能なため、転倒リ

主な対象者

脳血管疾患等による片麻痺の方、認知症に伴う廃用の方、筋力／耐久性低下の方、下肢骨折の方、運動／リハビリ等への意欲が低い方（苦手な方）、施設内において運動量が少ない方 など。

スクが低く、負担が少ない。
②既 存の車いすへの取り付けが可能なため、利用者にあった車いすの利用が可能で経済的。

③片 麻痺の方でも漕げる程ペダル負荷は軽く、その場足こぎ運動も可能など使い方も多様。

【仕様】
● 総重量
：約14kg●サ イズ：全長980mm×全幅370mm×全高（ハンドル頭頂部）900mm

こいじゃる！

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し

△

1週間
程度

応相談

施設屋内利用。その他は問い合わせ

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

2週間
程度

返送料は
利用者負担

施設屋内利用。その他は問い合わせ担当者からの PR コメント
「下肢運動を“楽しく”行えますので、早期離床、運動機会の増加やリハビリ等の目的で活用いただいています」

98

工房SERA
第1章

転倒予防に役立つ足首の運動リハビリ器具 足上げ君
移乗支援
機能訓練支援（非装着型）
問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

工房SERA

第2章

代表・稲住 義憲
〒 252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 2-14-3
Tel:（090）4136-8423 ／ Fax:（042）743-1184
E-Mail: yk-inazumi@jcom.home.ne.jp■ 38,000 円（税抜・送料別）■平成 31年 4 月■累計 12 台■ https://kobo-sera.sakura.ne.jp/wp/■機器紹介動画 h ttps://www.youtube.com/
watch?v=Bo62uzHd2e8

機器の特長と仕様

加齢と運動不足で硬くなった足首を柔らかくして転倒を予防する。
足首を曲げるとピンポン玉が目の前を落下する。
ピンポン玉の動的刺激があるので単純な運動でも飽きずに運動を続けられる。ピンポン玉は循環式の

主な対象者

第3章

高齢者の転倒予防に役立つ足首の運動リハビリ器具。

①運動不足と加齢によって足首が固くなり、転倒事故が心配される高齢者。
②脳梗塞などで足首が固くなりリハビリが必要な人。
③事故で骨折し足首が固くなった人。

第4章

ため介助者が捕球する必要はない。ピンポン玉は白、黄色、オレンジ、ピンク、青、緑の6色あり、認知症の人も興味を示される。
電気を使わない単純な運動器具だが高齢者には喜ばれている。

材料には高齢者と環境に優しい天然木（パイン）と生分解プラスチック（PLA）を使用している。
麻痺が残る人のリハビリ器具としても使用され
ている。

足上げ君

第5章

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し○1週間無料

関東近県は持参。遠方へは配送

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

2週間～
1カ月

100円／日1,500円／2週間、3,000円／月

第６章

担当者からの PR コメント
「高齢者の転倒事故が減ることを願って自社開発しました。全国のデイサービス・19施設で愛用されています。
ぜひお試しください」

99

第5章

実用化された福祉用具・介護ロボット

リーフ株式会社

歩行リハビリ支援ツール Tree
機能訓練支援問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

リーフ株式会社
事業企画 足立〒 802-0065 福岡県北九州市小倉北区三萩野 2-8-17
T ビルディング 1F
Tel:（093）923-1139 ／ Fax:（093）923-1141
E-Mail: info@reif-corp.com

■ 3,300,000 円（税抜）■平成 27 年 4 月■累計 6 台■ https://reif-corp.com/products/tree/

機器の特長と仕様
Treeは早い時期からの歩行練習を楽しく行うた
めに、映像と音声でわかりやすく案内し、一緒に歩いてサポートしてくれるロボット。
目標となる足位置を画面に表示し、音声で声か
け案内を行う。本人の歩行リズムに合わせた動作
でアシストが可能。また、各練習者に合わせた設定が可能で、ロボットが正確に指示案内を行う。練習

能であること。 ②障害側下肢にある程度の支持機能があること・上肢でグリップ（ハンドル）の操作ができること。 ③重度の認知症がないこと。

記録もデータ管理できるため、指導者が変わっても常に適切な練習メニューを再現し、歩行練習を行う
ことができる。歩行能力の改善・維持が期待でき、練習へのやる気にもつながり、ひいては、指導者の
身体的、精神的負担軽減にも貢献する。

主な対象者

想定対象者：脳血管障害による片麻痺／下肢の骨関節疾患／廃用症候群の回復リハ／高齢で歩行機能が低下した方など。
必要な身体的機能：①立ち上がり、立位保持が可

歩行リハビリ支援ツール Tree を使用した歩行練習のイメージ

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し

○

1週間

送料は
利用者負担

日程により対応不可の場合あり

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

2週間

送料は
利用者負担

日程により対応不可の場合あり

担当者からの PR コメント
「利用者のモチベーションを高める効果があり、自立支援につながる可能性があると評価いただいています」

100

リーフ株式会社
第1章

歩行評価インソール PiT Care（ピットケア）
機能訓練支援問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

リーフ株式会社

第2章

事業企画 足立〒 802-0065 福 岡県北九州市小倉北区三萩野 2-8-17
T ビルディング 1F
Tel:（093）923-1139 ／ Fax:（093）923-1141
E-Mail: info@reif-corp.com■ 600,000 円（税抜）■平成 29 年 10 月
■累計 2 台■ https://reif-corp.com/products/pitcare/

機器の特長と仕様①測定機能
TUGテスト（秒数）、歩行テスト／1～10m（秒数、歩行速度、歩幅など）、片脚立位テスト（秒数）の測定に対応。オプションで握力などの結果を入力することが可能。

主な対象者

第3章

高齢者の機能訓練テストを簡単に自動測定する機器。

介護予防、日常生活総合支援事業、デイサービ
ス、デイケアにおける機能測定時の利用を想定している。歩行訓練に特化したデイサービスの利用
者さまや特別養護老人ホームの入居者さまでのご利用実績があり、あらゆる場面でご活用いただける
機能訓練支援機器。

第4章

②動画機能
付属タブレット・カメラで撮影して、撮影動画を2つ並べて前後比較として再生することが可能。
③レポート機能測定結果に基づき、わかりやすいレポートを今後のリハプログラム付きで表示。※オプションで個別
機能訓練加算申請書類へも対応。
④利用者管理機能
利用者情報の登録、利用者ごとのレポート、動画の閲覧が可能。

歩行評価インソール PiT Care（右図）
を使用した歩行訓練（上図）のイメージ

第5章

利用者は1,000件まで登録可能。

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し

○

1週間

返送料のみ
利用者負担

日程により対応不可の場合あり

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

2週間

返送料のみ
利用者負担

日程により対応不可の場合あり

第６章

担当者からの PR コメント
「高齢者の自立支援につながる機能訓練時の数字データ（エビデンス）の測定、フィードバックにご活用ください」

101

第5章

実用化された福祉用具・介護ロボット

株式会社Moff

機能訓練・自動記録・自動レポート作成アプリ
モフトレ
機能訓練支援

型番

MFTR001

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

株式会社Moff
CS 本部 アウトサイドセールス G 杉原
〒 107-0062 東京都港区南青山 3-3-6 クアルソ南青山 2 階
Tel:（03）4405-5216
E-Mail: sales@mofi.mobi■ 33,000 円／月（税抜）、36 カ月契約
■平成 29 年 8 月■累計 250 台■ https://jp.moff.mobi/

機器の特長と仕様
デイサービス、老健を中心とした介護施設向けの製品。手首や足首などに取り付けるセンサー付き
バンドとiPadを利用し、高価な器具やスペース、人
手をかけずに、簡単・数分の手順で個別機能訓練を開始・実施できるプログラム。
機能訓練のコンテンツは東京大学・早稲田大学の専門の先生に監修された日常生活動作トレーニ

ならびに、運動促進・介護予防・リハビリ等をしたい方向けの製品。特別な器具やスペース・専門職ス
タッフがいなくても効果的で的確に行える。

ング／ロコモ予防トレーニングと、身体を動かす
ゲーム類・脳トレがある。
いつ・誰が・何を・どのくらいの時間実施したか、
肩・脚などの可動域などの結果が自動記録され、レポートとして自動作成・印刷される。

本レポートをご本人やご家族、ケアマネへ提示することができる。

主な対象者

機能訓練・自動記録・自動レ
ポート作成アプリ「モフトレ」
センサー付きバンド（右）とタブレット画 面 の 表 示（ 上 ）イメージ

デイサービス、老健などの介護施設での利用者、機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し

△

3日程度

応相談

要問い合わせ2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

△

1週間
程度

応相談

要問い合わせ担当者からの PR コメント
「自立支援に繋がる個別機能訓練を、介護現場の負担少なく、高齢者に楽しく続けてもらう新しいプログラムです」

102株式会社アートデータ
第1章

服薬ロボくん服薬支援

型番 PCW-110S

問い合わせ先TAISコード 01583-000002
販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

株式会社アートデータ

第2章

世田谷業務センター 太田〒 157-0073 東京都世田谷区砧 8-10-1
Tel:（03）5727-8080 ／ Fax:（03）5727-8081
E-Mail: art@artdata.co.jp■ 78,000 ～ 90,000 円（税抜）■平成 27 年 12 月
■累計 220 台■h ttp://www.artdata.co.jp/it_product/it_pr_kusuri.html

機器の特長と仕様支援者にメールが届き、折り返し服薬するように声掛けができる。毎日飲んだ時間も記録され残薬管理に利用することが可能。
「服薬ロボくん」は2タイプに分かれて1日3日または4回飲む場合に袋の数量が分かれて選択できる。服薬した後に気分が悪く

ク薬を飲まなければいけない患者の支援ができて治癒の改善に役立たせることができる。調剤薬局には、オンラインで服薬管理ができるので利用され

第3章「服薬ロボくん」は、毎日服薬が必要な高齢者の飲み忘れを支援する。もし飲み忘れていると家族や

たい。

第4章

なれば、呼び出し用のコールボタンが付けられる。
また一人暮らしで、もし飲み忘れが長時間続いた場
合に、「服薬ロボくん」からの信号が途絶えるため、安否確認にも利用することができる。
通信は、IoTモジュールでWi-Fi方式とネット契約

不要のSuperSonic方式がある。電池2本で半年以上動作する。
服薬ロボくん（左）とスマートフォンへの通知（右）
イメージ

主な対象者

一人暮らし高齢者やサービス付高齢者向け住宅などで、薬をご自分で飲んでいる方。また、ハイリス

第5章

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用条件など利用料金の目安（税抜）1

イベントや研修会等での一時貸し出し

○3日～5日 5,000円／期間

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し○7日が基準 3,000円／回

要事前相談
応

取り扱い操作の相談

第６章

担当者からの PR コメント
「1日3回の服薬に対応したコンパクトタイプ（PCW-100S）を78,000円で追加発売しました」

103

第5章

実用化された福祉用具・介護ロボット

株式会社知能システム

メンタルコミットロボット パロ
認知症セラピー支援

型番 MCR-900

TAISコード 01396-000001

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

株式会社知能システム
海老沼 豊〒 939-1865 富山県南砺市城端 4316-1
Tel:（0763）62-8686 ／ Fax:（0763）62-8600
E-Mail: sales@intelligent-system.jp■ 360,000 円（税抜）■平成 16 年 9 月■累計 5,000 台以上■ http://www.intelligent-system.jp

機器の特長と仕様
アザラシ型ロボット・パロは、内部に触覚、聴覚、視覚、温覚、姿勢等のセンサと、静音型モータを有し、人工知能により、生き物らしく動作する。
アニマル・セラピーと同様に、パロとのふれあい
により、要介護者が楽しんだり、安らいだり、元気づ
けられ、会話を活性化する。
認知症者が不安等により不穏な際には、介護者がパロを渡して、話しかけ、一緒にふれあうことにより、認知症者が落ち着き、徘徊や暴力・暴言等の問題行動の抑制や緩和につながる。また、昼間の覚

主な対象者

動物や子供が好きで、パロを受け入れる要介護者。
「うつ」や「不安」等があったり、認知症により、「徘徊」、「暴力・暴言」等の問題行動がある要介護者。昼間の傾眠により昼夜逆転になり、夜間に起き出す要介護者。会話をせず、嚥下障害がある要介護者。介護拒否や、リハビリ拒否の要介護者。介護負担を感じている介護者。

醒を促し、夜間の睡眠の質を向上する。
パロを抱っこし、会話することは、要介護者の体幹を鍛え、嚥下機能を活性化する。
○体長：57cm、体重：2.5kg

メンタルコミットロボット パロ

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し○1カ月

30,000円―

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し○

1カ月

30,000円

パーソン・センタード・ケアの実践を目指すこと。2カ月目から、月2万円

担当者からの PR コメント
「デンマークの約80%の地方自治体が認知症ケアにパロを公的導入する等、世界約30カ国で利用されている」

104

一般社団法人TME
第1章

楽のみ進化形 sakura
口腔ケア支援問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

一般社団法人TME

第2章

本店 對島（つしま）〒 501-4102 岐阜県郡上市美並町高砂 1287
Tel:（0575）79-3005 ／ Fax:（0575）79-3005
E-Mail: info@rafura.com■ 12,000 円（税抜）■平成 28 年 6 月■累計 120 台■ http://www.rafura.com

機器の特長と仕様な用具で水分補給できる方はよいが、このような用具で水分補給できない方、少しづつしか水分補給できない吸う力の弱い方、吸い口からどどどっと水分が出るので飲み込み困難な方は誤嚥肺炎リ
スクが高くなる可能性がある。従来のぐい飲み、楽

主な対象者

第3章

電力を使わず調節しながら水分補給できる。従来のぐい飲み、楽のみ、ストロー付きコップのよう

高齢者、終末期（ホスピス）、障害者、術後、摂食
口腔内を潤す必要がある方等

第4章

飲み、ストロー付きコップをご使用いただけない方や口腔内環境を（潤す、菌の増殖を抑制等）整える
ためにご使用いただきたい商品が「楽のみ進化形
sakura」である。

※災 害時等にも電気に頼ることなく微量調整で使用可能。誤嚥・摂食弱者の方、嚥下困難な方に適応できる極めて優れた用具。
（要：使用にあたっては商品使用説明参照、もしくは直接説明）

楽のみ進化形 sakura

第5章

実用新案、中国実用新案・商標登録取得済。

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し

△

1日

送料のみ

高温不可、取り扱い注意（説明参照）

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

1週間

送料のみ

高温不可、取り扱い注意（説明参照）

第６章

担当者からの PR コメント
「水分補給（口腔内を潤す）等で困っている方へお届けしたい。詳細はHPをご確認ください」

105

第5章

実用化された福祉用具・介護ロボット

株式会社デジタリーフ

RICANUS -リカナス- Windows 版
コミュニケーション支援

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

株式会社デジタリーフ
医療・介護事業部 Huy（フイ）、 中村〒 134-0088 東京都江戸川区西葛西 3-16-12
第 2 大生ビル 3F
Tel:（03）3680-0480 ／ Fax:（03）3680-9940
E-Mail: info@ricanus.com■ 198,000 円（税抜）■令和元年 5 月
■累計 10 台■ https://www.ricanus.com/

機器の特長と仕様
ボタンを「見つめる」だけで、メッセージを作成・送信可能。
タ ブレット（PC）のカメラが、顔の各部位の形状と動きを検知し、利用者が見ているボタンを認識。
●
利用者は文字盤や定型文を「見つめて」メッセー
ジを作成。
●「送信」

ボタンを見ると、事前登録したアドレスにメール送信。
●
視線追跡専用装置は不要。
●

主な対象者

ALS患者、脳梗塞患者など重度の寝たきりの方
や、手と口を使ったコミュニケーションが困難な方。
（意思のまま少し顔の向きを動かすことで、画面のボタンを見ることができる方）【製品仕様】

Windowsタブレット（PC）にインストールして利用するアプリケーション製品。
※推奨スペック情報
CPU：Core i5 8250U 1.6GHz以上、 
メモリ：8GB以上
記憶容量：128GB以上   

RICANUS -リ カ ナ ス- Windows 版（タブレット表示画面のイメージ）

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）1

イベントや研修会等での一時貸し出し

○

最大
2週間

無料

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

最大
1カ月

無料

利用条件などWindowsタブレット、またはカメラ付き
Windows PCを用意いただければ常時可。弊社機器を利用の場合（機器台数の都合上）日程により不可な場合あり。機器の配送料については利用者負担。製品利用アンケート協力のお願い

担当者からの PR コメント
「患者さまの『わかってほしい』、ご家族や介護士さまの『わかってあげたい』という思いを叶えるため開発しま
した」

106

株式会社レイトロン
第1章

音声認識コミュニケーションロボット Chapit（チャピット）その他

コミュニケーションロボット

型番 RPCMA04-01

TAISコード

問い合わせ先01777-000001

販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

株式会社レイトロン
マーケティング部〒 541-0053 大阪府大阪市中央区本町 1-4-8
エスリードビル本町 11 階
Tel:（06）6125-0500 ／ Fax:（06）6125-0588
E-Mail: support@www.raytron.co.jp

第2章■ 135,000 円（税抜）■平成 28 年 8 月■ http://www.raytron.co.jp/products/
chapit機器の特長と仕様

ムーズな会話を楽しめる未来型のロボット。雑音の中でも離れた所から会話ができ、500種類以上のことばを理解する。照明やテレビなど、200種類の〈仕様〉

サイズ：身長25×幅22×奥行18cm、 し相手がいない、上手く話せないなどの理由で話
周囲とのコミュニケーションが上手く図れない高齢者の方●コ
 ミュニケーションを活性化することにより認知症予防に効果を期待し、ロボットとのコミュニケー
ションが図れる方●音
 声での家電コントロール、
薬や食事の時間などの予定管理などの機能で生活リズムを整えたい方●

第4章

リモコンを音声操作可能な家電コントロール機能
や、1カ月分のスケジュールを200件分の設定ができ、薬や食事の時間、イベントの日などの予定管理が可能なタイムサポート機能、クイズや暗記ゲームなどで遊んで脳トレができるなど、機能が充実して
いる。

主な対象者

第3章

〈特長〉
雑音に強く高認識率の音声認識コミュニケーショ
ンロボット「チャピット」は、完全ハンズフリーでス

体重600g
動作時間：約8時間（満充電時）、
充電時間：約5時間

第5章

音声認識コミュニケーションロボット Chapit（チャピット）

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用条件など利用料金の目安（税抜）1

イベントや研修会等での一時貸し出し○1～10日
間

5,000円／回●

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し○

1～3カ月 10,000円／月

●

●

●

チャピットと話ができる方
返却時の送料は利用者負担
チャピットと話ができる方
返却時の送料は利用者負担

第６章

担当者からの PR コメント
「会話を楽しみながらトレーニングすることが可能。自立促進のための機能充実！ 介護負担の軽減が可能に！」

107

第5章

実用化された福祉用具・介護ロボット株式会社 MJI

見守り支援会話ロボット タピアポケット
その他

コミュニケーションロボット

型番 Tapia SE100J-C

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL株式会社 MJI
ビジネスソリューション 宮永 晃利（みやなが あきとし）〒 107-0062 東京都港区白金 3-7-18
アポロホール & ルナハウス 401
Tel:（070）6425-4551 ／ Fax:（03）5860-2388
E-Mail: akitoshi.miyanaga@mjirobotics.co.jp■ 88,000 円（税抜）※ 2 台以上発注の場合■平成 28 年 6 月■累計 3,000 台■ https://mjirobotics.co.jp/tapiapocket/

機器の特長と仕様【特長】「人と人をつなぐ、心のパートナー」をコンセプトに、日常会話のほか、物語や俳句、豆知識まで披露するロボット年齢5歳のおしゃべりな女の子のロ
ボット「タピア」。卵のような丸いフォルムで、そこにいるだけで場の空気をなごませ、盛り上げる。
高齢者と、遠方にいるご家族・見守りサービスを主な対象者

独居世帯、高齢者施設に入居されている方（日常会話が可能）と、そのご家族。
独居世帯、高齢者施設に入居されている方、そのスタッフとコミュニケーションをとられたい地方
自治体職員およびケアマネージャー。

実施される自治体や企業間で、お顔を見ながらビデ
オ通話での会話を実現。見守りカメラの役割も担い、交流履歴の確認でプライバシーに配慮した間
接的な見守りにも対応。

【仕様】
身長：245mm、体重2.5kg
通信：Wi-fiまたはSIM（ドコモ回線 MicroSIM）
カメラ、マイク、タッチパネルモニタ、バッテリー

レイボエクソスケルトン 装着イメージ

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し

○

2週間

無料

都度協議

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

2週間

無料

都度協議

担当者からの PR コメント
「会話を愉しむのみならず、入居者とご家族、入居施設スタッフとを見守り／ビデオ通話でつなぎます」

108

株式会社東郷製作所
第1章

赤ちゃん型コミュニケーションロボット スマイビ
その他

型番 スマイビS

介護側の介護負担軽減（利用者の自立支援および介護側からの促し）

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／機器紹介 URL

株式会社東郷製作所

第2章

開発室 安孫子〒 470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字蛭池 1 番地
Tel:（0561）38-5556 ／フリーダイヤル :（0120）947-175
Fax:（0561）38-5556
E-Mail: t870402@togoh.co.jp■ 68,000 円（税抜）■令和元年 10 月■h ttp://www.togoh.co.jp/products/
care.html

機器の特長と仕様③抱っこしやすい形。
④難聴の方も赤ちゃん言葉のため安心。
⑤充電・電源・音量のみの簡単操作。
⑥着ぐるみは取り外せ洗える。

主な対象者

第3章

①目・口・首が動き本物の赤ちゃんの声500音源。
②姿勢と揺れに反応。

高齢者の認知症の方で、特に中等度の方がスマ
イビSを利用する場合が比較的多い傾向あり。また、「介助抵抗が強い」「落ち着かない」
「徘徊」
「昼夜
逆転現象」
「不穏」
「夕暮れ症候群傾向」「部屋に閉じこもりがちな傾向」等の行動が見受けられる人への介護側の介護負担軽減につながる場合がある。

第4章

赤ちゃん型コミュニケーションロボット スマイビ

第5章

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

1

イベントや研修会等での一時貸し出し―2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し○―

利用料金の目安（税抜）

利用条件など――貸出期間の延長は応相談

第６章

無料
原則
（返却時の送料の1週間
み利用者負担）担当者からの PR コメント
「介護ロボット導入支援事業のコミュニケーションロボット分野における申請対象（ただし都道府県により異なる場合あり）」

109

第5章

実用化された福祉用具・介護ロボット

トレンドマスター株式会社

なでなでねこちゃん DX3（シャムちゃん・アメショーちゃん・ロシアンブルーちゃん）
その他

コミュニケーション促進

型番 4 560416210357/4560416210340/
4560416210364

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

トレンドマスター株式会社代表取締役 中田 敦
〒 211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子 327  
Tel:（044）422-1641 ／ Fax:（044）422-1641
E-Mail: a_nakada@trendmaster.co.jp■ 5,980 円（税抜）■令和元年 9 月■シリーズ累計 10 万台■ https://trendmaster.co.jp/

機器の特長と仕様
猫が好きだが猫と一緒に住めない方に「猫と一緒に暮らす幸せ」を提供することをコンセプトに企画製造した猫型コミュニケーションロボット。
「撫でる」や「触る」を感知する静電センサーを、頭や背中など4カ所に備えているので、撫でると、本当の猫の声で鳴く。音声は24種類内蔵され、頭や背中を撫でると楽しそうにし、また尻尾を触ると怒りだす。喉を撫でるとゴロゴロ言う。猫の種類（柄）は3種類で、みけねこ・アメリカンショートヘアー・とらね
この3種類。抱いた時に目と目が合う可愛いデザイン。抱き心地もリアル。

主な対象者

猫と暮らした経験のある高齢者にとって、受け入れと感情移入がしやすく、一緒に暮らすことで孤立感から解放される。
また、猫と暮らしていた活き活きとしていた時代を思い起こし、心の安定とコミュニ
ケーションの活性化につながることが期待できる。

なでなでねこちゃん DX3 左からロシアンブルーちゃん、シャムちゃん、アメショーちゃん

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し○

1週間無料

1. 宅配料は利用者負担
2. 商品購入を促進のこと

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

2カ月間

無料

1. 宅配料は利用者負担
2. 商品購入を促進のこと

担当者からの PR コメント
「人は体と心でできています。心のケアロボットこそ必要な時代です。ぜひ、弊社の製品をお試しください」

110トレンドマスター株式会社
第1章

なでなでワンちゃん 秋田犬（HACHI）
その他

コミュニケーション促進

型番 4560416210432

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

トレンドマスター株式会社

第2章

代表取締役 中田 敦
〒 211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子 327  
Tel:（044）422-1641 ／ Fax:（044）422-1641
E-Mail: a_nakada@trendmaster.co.jp■ 8,148 円（税抜）■平成 31 年 2 月■シリーズ累計 1 万台
■ https://trendmaster.co.jp/

機器の特長と仕様

主な対象者

犬と暮らした経験のある高齢者にとって、受け入れと感情移入がしやすく、一緒に暮らすことで孤立感から解放される。また、犬と暮らしていた活き活きとしていた時代を思い起こし、心の安定とコミュニ
ケーションの活性化につながることが期待できる。

第4章

画製造した、犬型コミュニケーションロボットです。
「撫でる」や「触る」を感知する静電センサーを、頭や背中・尻尾など3カ所に備えているので、撫でると本当の犬の声で鳴く。音声は23種類内蔵され、頭や背中を撫でると楽しそうにし、また尻尾を触ると怒りだす。また音センサーを内蔵しており、呼べば応える犬らしい機能を搭載している。日本を代表する秋田犬の仔犬。撫で心地の良さにこだ

わって制作。抱っこして撫でた時に、目と目が合う
可愛いデザイン。

第3章

犬が好きだが犬と一緒に住めない方に「犬と一緒に暮らす幸せ」を提供することをコンセプトに企

なでなでワンちゃん 秋田犬（HACHI）

第5章

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し○

1週間無料

1. 宅配料は利用者負担
2. 商品購入を促進のこと

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

2カ月間

無料

1. 宅配料は利用者負担
2. 商品購入を促進のこと

第６章

担当者からの PR コメント
「人は体と心でできています。心のケアロボットこそ必要な時代です。ぜひ、弊社の製品をお試しください」

111

第5章

実用化された福祉用具・介護ロボット

トレンドマスター株式会社

こんにちは赤ちゃん 男の子・女の子
その他

コミュニケーション促進

型番 4 560416210807/4560416210814

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

トレンドマスター株式会社代表取締役 中田 敦
〒 211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子 327  
Tel:（044）422-1641 ／ Fax:（044）422-1641
E-Mail: a_nakada@trendmaster.co.jp■ 8,000 円（税抜）■平成 29 年 11 月
■累計 2,000 台（1 年間）■ https://trendmaster.co.jp/■機器紹介動画 テクノエイド協会 HP で公開中

機器の特長と仕様「赤ちゃんと一緒に暮らす幸せ」をコンセプトに企画製造されたコミュニケーションロボット。振動セ

ンサーと音センサーを備えているので、抱いたり話しかけたりすると、そのあやす行為に対して、1歳児の赤ちゃんの言葉でお返事をする。言葉は100以上内蔵されているが、赤ちゃん言葉なので正確に理解できるものではなく、赤ちゃんらしい。100回以上発話すると、1歳2カ月の声が混ざる成長機能を搭載。本体はぬいぐるみで、抱き心地、触り心
地が柔らか。また、センサーモジュールを外すと水で手洗いすることが可能なので、清潔さを維持す

主な対象者

子育ての経験のある高齢者にとって、受け入れと感情移入がしやすく、一緒に暮らすことで孤立感から解放される。また、子育てをしていた、活き活きとしていた時代を思い起こし、心の安定とコミュニ
ケーションの活性化につながることが期待できる。

ることができる。服を脱がす・着せることも可能で、シンプルな可愛いデザイン。

こんにちは赤ちゃん 男の子・女の子

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し○

1週間無料

1. 宅配料は利用者負担
2. 商品購入を促進のこと

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し

○

2カ月間

無料

1. 宅配料は利用者負担
2. 商品購入を促進のこと

担当者からの PR コメント
「人は体と心でできています。体のケアロボットだけでなく、心のケアロボットこそ必要な時代です」

112

富士ソフト株式会社
第1章

PALRO ビジネスシリーズ高齢者福祉施設向けモデルⅢ
その他

コミュニケーション

型番 PRT060J-W01

問い合わせ先TAISコード 01760-000001
販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

富士ソフト株式会社

第2章

プロダクト事業本部 PALRO 事業部 フィールドセールス室
瀬古 愛美〒 231-0005 神奈川県横浜市中区本町 4-34
Tel:（050）3000-2780 ／ Fax:（045）650-8841
E-Mail: palro-center@fsi.co.jp■ 30,000 円／月（税抜）、24 カ月契約
■平成 31 年 4 月■累計 1,300 台以上■ h ttp://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?Row
No=1&YouguCode1=01760&YouguCode2=000001■機器紹介動画 https://youtu.be/hWqLw0QgHQY

機器の特長と仕様

ションを行い、高齢者のQOL向上と介護者の負担軽減を行う。
2016年度に行われた経済産業省「ロボット介護

主な対象者

第3章

「お話し相手」「レクリエーションの司会進行」「健康体操のインストラクター」として、高齢者福祉施設における、さまざまな場面でのコミュニケー

高齢者福祉施設の利用者、および職員（高齢者向け介護施設、および病院）。
利用者の介護度や認知症の状態は問わないが、安全上管理者の監督のもとで使用されたい。

機器開発・導入促進事業（基準策定・評価事業）」では最大数の導入実績をもち、高齢者の具体的な生活機能の改善効果、介護職員の負担軽減の効果が●

第4章

多くの介護現場で確認された。

人工知能を搭載し、人の顔と名前を憶えて名前を呼びかけながら会話ができる●イ ンターネットに接続していて話題が豊富●
介護予防レクのメニューは日替わり●
健康体操は14種類以上

PALRO ビジネスシリーズ高齢者福祉施設向けモデルⅢ

第5章

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し

―

―

―

―

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し○

2カ月～

40,000円／月
契約金40,000円

無線LANインターネット環境必須

第６章

担当者からの PR コメント「『よくする介護』の手段として利用していただくことで、高齢者の生活機能の改善の効果が引き出せます」

113

第5章

実用化された福祉用具・介護ロボット

有限会社小池経編染工所

座・布団（座圧軽減クッション）
その他
褥瘡予防

型番 JC-2

TAISコード 01736-000001

問い合わせ先販売価格／販売開始時期／販売実績／機器紹介 URL

有限会社小池経編染工所
開発課 小池 隆〒 326-0817 栃木県足利市西宮町 2833
Tel:（0284）21-7341 ／ Fax:（0284）21-7342
E-Mail: koikezome@ceres.ocn.ne.jp■ 8,500 円（税抜）■平成 29 年 11 月
■累計 150 台■ http://www.rakunaosiri.jimdo.com/

機器の特長と仕様
尾てい骨部分の座圧を除圧するという考えの移動用車椅子用クッション。

低反発と高反発を組み合わせたハイブリットな「座・布団」。空気袋を2個利用して低反発ゾーンを作り、そこで臀部を支える。高反発ゾーンはポリエ
ステル特殊繊維を用いて大腿部の毛細血管が受ける座圧を軽減させる。また、約1cmの隙間に空気の主な対象者

褥瘡リスクの高い人に。離床時間を増やしQOLを向上させる。このクッションは移動用車椅子で一日中生活する人の居住性を向上させるために開発した。

流れが生じる。
「ながら運動」が期待できるので、体動のある人には、その人に合った運動が行なえる。

商品の総重量が220ｇと軽量。そのまま携帯でき、本体だけ取り外すとペットボトルサイズになる。
特許第6245720号

座圧が現れません

座・布団（座圧軽減クッション）の構造

機器の貸し出しについて（貸し出しを希望される方は上記問い合わせ先までご連絡ください）項目対応可否 貸出期間

利用料金の目安（税抜）

利用条件など1

イベントや研修会等での一時貸し出し

○

15日

―

―

2

機器導入を前提とした施設への試用貸し出し○30日

3,000円

左記単価は6台までの利用料。
その他は応相談担当者からの PR コメント「『キレイなS字で健康生活！』おしりの楽な生活ですごしましょう」

114

第1章

第2章

第3章

第4章

第5章

第６章

115

第6章

福祉用具・介護ロボット実用化支援 過去の成果●平成 27 年度
機器のカテゴリ

経 ＝経済産業省との連携による実施案件

機器の名称

機器事業者・団体

多機能車いす移動・移乗支援

フジ精工株式会社

トイレ補助用車椅子（仮）株式会社仲田コーティング

多機能車いす2

フジ精工株式会社

リヤゲートオープン式車椅子（介護ロボ）株式会社エヌティーエス

転ばなイス（旧名称：前後安心車いす）

フランスベッド株式会社

アシストユニット“たすかる”（介助者用アシスト車椅子）

有限会社アイファーム

体幹安定化型スマートスーツ®

移動支援

見守り支援

株式会社スマートサポート

屋外移動支援モビリティ（TecPo：仮称）

経株式会社シンテックホズミ

屋内型ロボットウォーカー（仮）

経

RT.ワークス株式会社

移動支援（屋内型）ロボット
（仮称）

経

株式会社モリトー

屋内移動アシスト装置（仮）

経

株式会社安川電機

浴室・
トイレ内事故検知通報システム経株式会社イデアクエスト

シルエット見守りセンサ経

キング通信工業株式会社

徘徊見守りサービス（仮称）株式会社ズコーシャ

スマートフォン用多機能充電器型コミュニケーション補助ツール

日圧総業株式会社

SANフラワー見守りサービスを利用した広域ロボット検索システム 加藤電機株式会社
入浴支援
排泄支援
服薬支援

リハビリ支援排泄検知センサー

パラマウントベッド株式会社（仮称）
らくらく風呂2株式会社 日画

wells水洗トイレ

経

水洗ポータブルトイレ「キューレット」
居室設置型移動式水洗トイレ

経

ネットワーク型服薬ディスペンサ

株式会社アートデータ

水中リハビリテーション装置

株式会社コレッド

起立補助装置「立ち助」株式会社 邦友

足首アシスト歩行装置

株式会社安川電機

エアーコンプレッショングローブ

ダイヤ工業株式会社

片麻痺者用歩行配膳車（三点支持型） Hi-ho（ハイホー）

株式会社モリトー

ごっくんチェッカー

株式会社ハッピーリス

自分の声ソフトウェアボイスター（スーパーライト版）（仮称）

株式会社ヒューマンテクノシステム
東京

コミュニケーション 自立支援向けコミュニケーションロボット『Chapit』

その他

株式会社レイトロン

ソフトバンク「Pepper（ペッパー）」を活用した
高齢者レクリエーションと声掛け・会話アプリケーション

フューブライト・コミュニケーションズ
株式会社

認知症の予防ゲーム機

有限会社フロンティア

記憶ナビ（仮称）、回想タブレット（仮称）

パナソニック株式会社
エコソリューションズ社

自動排泄処理装置の洗浄システム●平成 28 年度
機器のカテゴリ
移乗支援

移動支援

排泄支援

116

積水ホームテクノ株式会社

アロン化成株式会社
経 TOTO株式会社

鴻池メディカル株式会社
経 ＝経済産業省との連携による実施案件

機器の名称

機器事業者・団体

リヤゲートオープン介護ロボ株式会社 エヌティーエス（仮）移乗支援ロボット

大和ハウス工業株式会社

移乗用具［移乗です］

株式会社あかね福祉

AR-5（あるこー）（電動）株式会社安寿の里のりくら

WHILL ModelAF

WHILL株式会社

屋内型ロボットウォーカー経

RT. ワークス株式会社

ラップポン

経

日本セイフティー株式会社

wells移動水洗トイレ

経

積水ホームテクノ株式会社

機器のカテゴリ
徘徊感知センサー（仮称）オムロン株式会社「見守りケアシステムM2」センサー内蔵ベッド

フランスベッド株式会社

みまもりテレケアシステム「SUKOYAKA」

日本光電工業株式会社

認知症徘徊検知見守りシステム
GEOフェンス型SANフラワー見守りロボット

加藤電機株式会社

リアルタイム見守り離床センサー『エムステーション』

株式会社メディアサポート

在宅介護見守りクラウドシステム（仮）
入浴支援

認知症セラピー
支援その他

経株式会社アドバンスド・デジタル・テクノロジー

ピュアット

株式会社金星起立補助装置「立ち助」株式会社 邦友

ごっくんチェッカー専用音声解析用インターフェース

株式会社ハッピーリス

TANO

株式会社ラッキーソフト

ヒーリングベイビー 泣き笑いたあたん

フランスベッド株式会社

なでなでワンちゃん（ペット型コミュニケーションロボット）
自動寝返り介護ベッド

第2章

機能訓練支援機器事業者・団体

第1章

見守り支援

機器の名称

トレンドマスター株式会社
協同組合 海外ビジネスマネジメント浜松

新素材の面ファスナーを使用した新しい介護用インナー「白寿」

介護用品のうさぎ屋

垂直および水平方向作動機構を有する上肢障害者用生活支援機器 株式会社リハロ●平成 29 年度
移動支援

見守り支援

機器の名称

WHILL株式会社

在宅見守りシステム

Future Trek株式会社

Alarm.com Wellness（アラーム ドット コム ウェルネス）加賀電子株式会社

ベッドセンサーシステム

ミネベアミツミ株式会社

簡易見守り機能付コミュニケーションアシストロボット機器

日圧総業株式会社

非接触型離床センサー「温度deキャッチ！」フランスベッド株式会社

スマートケアリンク ライフリズム・アセスみいるも（仮）株式会社アイオーティー

リハビリ支援機能訓練支援ピュアット

株式会社アドバンスド・デジタル・テクノロジー
株式会社金星welldリフトキャリー（ウェルスリフトキャリー）

経

積水ホームテクノ株式会社

Powered Clothing

Superflex, Inc.

Pepper（Pepper専用アプリ ケア樹あそぶ for Pepper）

株式会社グッドツリー

マイスワロー

株式会社ハッピーリス

起立補助装置「立ち助」株式会社邦友ヒーリング・ポジティブモーションハーネス

株式会社ヒーリンクスジャパン

座・布団（座圧減圧クッション）

有限会社小池経編染工所

TANO

株式会社ラッキーソフト

第5章

その他

経

第4章

入浴支援

機器事業者・団体

WHILL Model C

在宅介護見守りクラウドシステム（仮）

第3章

機器のカテゴリ

経 ＝経済産業省との連携による実施案件

医療介護向けコミュニケーション支援システム 意思伝達装置 RICANUS -リカナス- 株式会社デジタリーフ
新素材を使用した介護用インナー「白寿」
その他（コミュニ
こんにちは赤ちゃんケーション促進）その他
自動寝返り支援ベッド（自動体位変換）

介護用品のうさぎ屋
トレンドマスター株式会社
フランスベッド株式会社●平成 30 年度
機器のカテゴリ

機器の名称

移動支援

第６章

サドル付歩行器AR-5

機器事業者・団体
株式会社安寿の里のりくら

歩行支援用パワードウェア HIMICO

株式会社ATOUN

前腕型クラッチKAMINA（カミナ）フランスベッド株式会社

Tecpo（電動アシスト付歩行車）

株式会社シンテックホズミ

117

第6章

福祉用具・介護ロボット実用化支援 過去の成果

機器のカテゴリ

機器の名称

移動支援（屋内） フローラ・テンダー

機器事業者・団体
株式会社熊谷組

膀胱内の尿量を連続測定して、トイレのタイミングをお知らせする機器 株式会社リリアム大塚

排泄支援

排便予測デバイス「DFree（ディー・フリー）」（仮称）

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社

水洗ポータブルトイレ キューレット

アロン化成株式会社

ベッドサイド水洗トイレ

TOTO株式会社

水洗式ポータブルトイレ「流せるポータくん3号」

株式会社アム排泄モニタリングシステム Helppad（ヘルプパッド）

パラマウントベッド株式会社

AI搭載見守りセンサー

株式会社プラッツ「見守りケアシステムM2」およびナースコールシステム（Yuiコール） フランスベッド株式会社

見守り支援

入浴支援

機能訓練支援その他

体動センサー「安心ひつじα」

株式会社エヌジェイアイ
シーホネンス株式会社

Sensing Wave 介護見守りシステム

凸版印刷株式会社

見守り支援ベッド「エスパシアシリーズ（ベッドナビ搭載）」

パラマウントベッド株式会社

Sensing Wave 介護見守りシステム

凸版印刷株式会社

うららかGPSウオーク・
トラッキモ

株式会社トラッキモGPS

リコーみまもりベッドセンサーシステム

株式会社リコーシルエット見守りセンサ

キング通信工業株式会社

ピュアット

株式会社金星自動洗浄・湯はり浴槽

積水ホームテクノ株式会社

車椅子高齢者の下肢筋力低下を防ぐ自立訓練の機器「SKIP Roller」

有限会社京和工業

Qピット

有限会社ホームケア渡部建築

体位変換・体圧減圧シート

有限会社小池経編染工所

サウンド・アイ（仮称）

歯っぴー株式会社

血行促進機能／見守りセンシング機能付き介護用ベッド

グローバルマイクロニクス株式会社

高齢者、肢体不自由者のための杖、ステッキ

株式会社キザキ

人生100年時代に必要な口腔ケアサービス

歯っぴー株式会社

転倒を予防する足首リハビリ器具（転ばナイト）

工房SERA認知症の方をサポートする「ウェイテッドふとん&ひざかけ」

フランスベッド株式会社●令和元年度機器のカテゴリ

移乗支援

移動支援
排泄支援

見守り支援

118

機器の名称

機器事業者・団体

マルチポジションベッド

フランスベッド株式会社

車いす用座位保持マット

ケアメディックス株式会社

ネオ・シエスタ

株式会社ダイレオ

レイボ エクソスケルトン

株式会社加地ロボティックウェアcurara®

AssistMotion株式会社

起立補助装置「立ち助-Ⅱ」

株式会社邦友階段避難車「カイダンサット」

ジュンコンサルタント

足底圧センサー「Waltwin（ワルツイン）」パラマウントベッド株式会社

おむつセンサー株式会社エフエージェイ

トイレ介助がしやすい「おむパンツ」

はんどぷらす工房

エンジェル・アイ 転倒検知機能付き

株式会社コンフォート

BOCCO

ユカイ工学株式会社

顔認証カメラシステム

株式会社メリハット

AI×3Dセンサーを活用した人物姿勢・行動解析システムサービス

株式会社ネクステッジテクノロジー

生体情報センシング

太陽誘電株式会社

機器のカテゴリ

株式会社システムツー・ワン

多機能見守りセンサーならびに多機能介護マットレス

グローバルマイクロニクス株式会社

SCOP Now

社会福祉法人善光会

すわり見守りセンサー

フランスベッド株式会社

IoT見守り支援システム eMamo（イーマモ）

株式会社リンクジャパン

介護業務効率化システム「モノミル・ケア」

エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社

介護施設見守りロボット「くるみ」

新東工業株式会社

浴室洗浄ロボット

株式会社ネクスティエレクトロニクス

ピュアット

株式会社金星キャスター付きシャワーチェア（仮）ケアメディックス株式会社

自動洗浄・湯はり浴槽

積水ホームテクノ株式会社

入浴支援機器 バスアシスト

株 式 会 社 ハ イレックスコー ポレ ー
ション

和座布団

有限会社小池経編染工所

特殊詐欺検知サービス

Future Trek株式会社

交通安全危険予測シミュレータ（自動車編）

株式会社ラッキーソフト

Dental Status

歯っぴー株式会社

SCOP Home

社会福祉法人善光会

歯垢・歯石検出ライト

歯っぴー株式会社

第3章

その他

徘徊探索システム「ここレーダー」および「ビーコン内蔵インソール」

第2章

入浴支援

機器事業者・団体

第1章

見守り支援

機器の名称

第4章
第5章
第６章
119

福祉用具・介護ロボットの開発と普及 2020
厚生労働省

老健局高齢者支援課〒 100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2
電話：03-5253-1111（代表）

事業委託先：公益財団法人テクノエイド協会〒 162-0823 東京都新宿区神楽河岸 1 番 1 号セントラルプラザ 4 階
電話：03-3266-6880

福 祉 用 具・介 護ロボットの 開 発 と 普 及 ２０２０

福祉用具・介護ロボットの開発と普 及 2 020

厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare

令和3年３月
厚生労働省

令和3年3月

厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare