SCIENCE OF SENSING
測定器のケツトです。

塗装・めっき関連測定器
および周辺機器

目次

膜厚計........................................................................ 3
電磁膜厚計の測定原理......................................................... 4
渦電流膜厚計の測定原理..................................................... 4
測定方式ごとの測定可能な素地と被膜.............................. 4■ 膜厚計一覧........................................................................ 5■ 付属・オプション標準板一覧............................................ 9■ プローブ一覧..................................................................... 9■ 膜厚計 適合規格一覧....................................................... 9
膜厚計 L-500.....................................................................10
プローブ EP-100...............................................................11
プローブ HP-100...............................................................11
プローブ EP-110................................................................12
プローブ HP-110................................................................12
プローブ EP-120................................................................13
デュアルタイプ膜厚計 LZ-990｢エスカル｣.....................13
電磁膜厚計 LE-373..........................................................14渦電流膜厚計 LH-373......................................................14
デュアルタイプ膜厚計 LZ-373 ......................................15
ウレタン防水層膜厚計LH-410.........................................15
マルチ測定システム フィッシャースコープ MMS PC2..........16
デュアルタイプ膜厚計デュアルスコープ DMP40..........16
電磁膜厚計デルタスコープ DMP30...............................17渦電流膜厚計イソスコープ DMP30................................17
デュアルタイプ膜厚計デュアルスコープMP0R-USB....18
デュアルタイプ膜厚計デュアルスコープMP0R-FP.......18非接触膜厚測定器 コートマスター FLEX........................19
未乾燥塗膜厚測定ゲージ「ウェットゲージ」.....................19

各種オプション........................................................ 20
膜厚計測定スタンドLW-990........................................... 21
プリンタVZ-380............................................................... 21
データ管理ソフトウェア「データロガー LDL-01/-02/-03 」...... 22
膜厚計データ管理ソフトウェアMcWAVEシリーズ....... 23
膜厚計データ管理ソフトウェアMulti PROP................. 23

各製品ページのQRコードから、公式HP内の最新情報をご確認いただけます。

膜厚計
膜厚計の種類と用途金属を用いた工業製品には、表面に塗装やめっきといった処理を施します。表面処理層において、薄いと腐食が生じやすく、厚いと経済的ロスが大き
くなり、また厚さが一定でないと美観をそこない商品価値を落とします。つまり、塗装やめっきにおいて厚さの適正な管理は重要であり、そこを担う測定器が膜厚計です。
素地の金属と、測定する被膜の組み合わせにより、測定原理の異なる数種
類のラインナップがありますので、適切な器種をお選びください。

デュアルタイプ膜厚計 LZ-9903電磁膜厚計の測定原理
磁性体コア

交流電磁石を鉄（磁性金属）に接近させると、接近距離によって、コ
イルを貫く磁束数が変化し、そのためコイル両端にかかる電圧が変化します。
この電圧変化を電流値から読み取り、膜厚に換算します。
磁性金属上の非磁性被膜を測定
できます。

磁界

１次コイル

電圧の変化
２次コイル

被膜
磁性金属

渦電流膜厚計の測定原理
一定の高周波電流を流した誘導
コイルを金属に近づけると、金属表面上に渦電流が生じます。
この渦電流は誘導コイルと金属面との距離に応じて変化し、そのため誘導コイル両端にかかる電圧も変化します。
この変化を電流値から読み取り
膜厚に換算します。非磁性金属
上の絶縁被膜を測定できます。

絶縁体コア
磁界

コイル

電圧の変化

被膜
皮膜
非磁性金属

渦電流

膜厚計の種類別／測定被膜と素地の組み合わせ例
デュアルタイプ膜厚計
電磁膜厚計

渦電流膜厚計非磁性被膜（絶縁体/磁石に付かない金属）

絶縁被膜（絶縁体）

測定被膜《 塗装 》 《 プラスチック》《 ラッカー》 《 塗装 》《 アルマイト（陽極酸化皮膜）》《 ゴム 》《 エナメル》《 ライニング 》《 プラスチック》《 ラッカー》《 ゴム 》

《 亜鉛 》《 クローム 》《 錫 》《 エナメル》《 ライニング 》 等《 アルミニウム 》《 銅 》 等

素地

4

磁性金属
（磁石に付く金属）

非磁性金属（磁石に付かない金属）《 鉄 》《 鋼 》 等《 アルミニウム 》《 銅 》《 真ちゅう》 等

■ 膜厚計一覧

用途

測定対象

高精度・多機能・汎用
プローブにより異なる

磁性金属上の非磁性被膜

非磁性金属上の絶縁被膜

磁性金属上の非磁性被膜

非磁性金属上の絶縁被膜

磁性金属上の
非磁性被膜

L-500

EP-100HP-100EP-110HP-110EP-120

ー

電磁誘導式

渦電流式

電磁誘導式

渦電流式

電磁誘導式

器種

測定方式

2500 μm

2500μm2500 μm

2500 μm

2000μm

測定範囲
1000μm

測定プローブにより異なる

1500μm1200 μm

1200 μm

500μm

0μm

0 μm

精度

プローブにより異なる

寸法・質量

126（W）
×256（D）
×93（H）mm
0.75kg● プリンタ内蔵● ポータブル

特長

参照ページ

0 μm

0 μm

0 μm

±0.3μm±0.3μm±0.3μm（15μm未満）（15μm未満）（15μm未満）±1.0μm
±1.0μm（ 50μm未満）（ 50μm未満）
±2％
±2％
±2％
（15〜1000μm）（15〜1000μm）（15〜1000μm）±2％±2％（ 50μm以上）（ 50μm以上）
±3％
±3％
±3％
（1000μm以上）（1000μm以上）（1000μm以上）ー● L-500
対応プローブー● L-500
対応プローブ● USB出力

10

0 μm

11

11

ー

ー

● L字形状● L字形状● L-500
対応プローブ● L-500
対応プローブ12

12

ー● パイプ内面
測定用● L-500
対応プローブ135

■ 膜厚計一覧

用途

測定対象

ウレタン防水層専用

高精度・多機能・汎用
磁性金属上の非磁性被膜及び非磁性金属上の絶縁被膜

磁性金属上の非磁性被膜

非磁性金属上の絶縁被膜

磁性金属上の非磁性被膜及び非磁性金属上の絶縁被膜

非磁性金属上の絶縁被膜

LZ-990LE-373

LH-373

LZ-373

LH- 410

電磁誘導式
渦電流式

電磁誘導式

渦電流式

電磁誘導式
渦電流式

渦電流式

器種

測定方式

2500 μm

2500 μm

2000 μm 2000 μm

0 μm

1200 μm

12mm

渦電流式

0 μm

電磁誘導式

渦電流式

1200 μm

電磁誘導式

測定範囲

精度

寸法・質量

参照ページ

6

0 μm

0 μm

0 μm

±1μm
±1μm
±1μm
（ 50μm未満）（ 50μm未満）（ 50μm未満）
電磁誘導式の場合
±2％
±2％
±2％
（ 50〜1000μm）（ 50〜1000μm）（ 50〜1000μm） はLE、渦電流式の場合はLHと同等
±3％
±3％
±3％
（1000μm以上） （1000μm以上） （1000μm以上）

0 mm±0.03mm(1mm未満)±3%(1mm以上)

82
（ W）
×99.5
（ D） 75（W）
×145（D） 75（W）
×145（D） 75（W）
×145（D） 75（W）
×145（D）
×32（ H）
mm
×31（H）mm×31（H）mm×31（H）mm×31（H）mm
0.16kg0.34kg0.34kg0.34kg0.34kg● ハンディタイプ

特長

0 μm

● ハンディタイプ

● ハンディタイプ

● ハンディタイプ

● ハンディタイプ

● 素 地を 選 ば ない ● 目 盛 りバ ッフ ァ ● 目 盛 りバ ッフ ァ ● 目 盛 りバ ッフ ァ ● 厚物測定
デュアルタイプ
データ転送機能
データ転送機能
データ転送機能 ●圧力分散板付属● プリンタ出力（オプション）
13

14

14

15

15

■ 膜厚計一覧

用途

測定対象

高精度・多機能・汎用
測定モジュール・
プローブにより異なる

磁性金属上の非磁性被膜及び非磁性金属上の絶縁被膜

フィッシャースコープ デュアルスコープ

MMS PC2DMP40渦電流位相式・
磁気式 等

電磁誘導式
渦電流式

磁性金属上の非磁性被膜

非磁性金属上の絶縁被膜

磁性金属上の非磁性被膜及び非磁性金属上の絶縁被膜

磁性金属上の非磁性被膜及び非磁性金属上の絶縁被膜

デルタスコープ

イソスコープ

デュアルスコープ

デュアルスコープ

電磁誘導式

渦電流式

電磁誘導式
渦電流式

電磁誘導式
渦電流式

2000 μm 2000 μm

2000 μm 2000 μm

DMP30

DMP30

MP0R-USB

MP0R-FP

器種

測定方式

2000μm2000μm1500μm

500μm

500μm

500μm

0μm

0μm

0μm

渦電流式

1000μm

電磁誘導式

1000μm1500μm

渦電流式

1000μm1500μm

電磁誘導式

参照ページ

2000μm

測定プローブにより異なる特長

2500μm

測定プローブにより異なる

寸法・質量測定対象により異なる

2500μm

測定プローブにより異なる

精度

測定モジュールにより異なる

測定範囲

2500μm

0 μm

0 μm

0 μm

0 μm

0〜75μm：±1.5μm（電） 0〜75μm：±1.5μm（電）
0〜50μm：±1μm（渦） 0〜50μm：±1μm（渦）50〜1000μm：±2％
50〜1000μm：±2％
1000〜2000μm：±3％ 1000〜2000μm：±3％

測定対象により異なる

測定対象により異なる

測定対象により異なる

360(W)×270(D) 71(W) ×128(D)× 28(H)mm×170(H)mm
5kg
0.26kg71(W) ×128(D)× 28(H)mm
0.26kg71(W) ×128(D) 64（W）× 30（D） 64（W）× 30（D）
× 28(H)mm
× 85（H）mm
× 85（H）mm
0.26kg0.14kg0.14kg● デスクトップタイプ ● ハンディタイプ● ハンディタイプ

● ハンディタイプ

● ハンディタイプ

● 多 彩 な モ ジュー ● Bluetooth通信
ル（オプション） ● 保護等級IP64● Bluetooth通信● Bluetooth通信● 本体センサ一体型 ● 本体センサ一体型● 保護等級IP64● 保護等級IP64

17

17

16

16

18

● ハンディタイプ

187

■ 膜厚計一覧

用途

非接触

未乾燥塗膜用

測定対象

金属/紙/ゴム/セラ
ミック/ガラス/プラ
スチック/木材上の塗膜(透明以外)

未乾燥状態の塗装膜

コートマスター

FLEX

ウェットゲージ

器種

測定方式

光熱放射法

目視

2.5mm

2.0mm

1.5mm

1.5mm

測定範囲
1000μm

1.0mm

タイプ

0 μm

0.5mm

2

タイプ

乾燥後塗膜

未乾燥塗膜

400μm

0.7mm

1

0 μm

0μm

0.1mm

0.025mm

相対標準偏差で
1.0%
精度

寸法・質量

(アルミニウム基材に硬化 前 の 粉 体コーティン
グ厚60µ mを測定距離5cmで測定した場合)

ー

91(W)×374(D)×203(H)mm
1.3kg

65（W)×65
（D）
×1.5
（ H）
mm
0.038kg● 粉 体 塗 装を含む ● 未 乾 燥 塗 装 面に未乾燥塗膜測定使用特長● 多種 多様 な 素 地 ● 目視測定に対応
● バッテリー駆動

参照ページ

8

19

19

■ 付属・オプション標準板一覧（製品付属の標準板は下表と同値ではなく、実測した近似値のものとなっています）
種

枚
数

L-500

6

10

50

100

500

1000

1500

LE-373/LZ-373

6

10

50

100

500

1000

1500

LH-373

5

10

50

100

500

1000

LZ-9903

50100

全機種共通オプション

ー

50
75

100
125
250

器

厚さ(μm)

10
25
37

材

ポリエステル
フィルム

1000
300
350

500
700

800

1000

質

1500
3000

■ プローブ一覧
種類

ペン型プローブ
LEP-J/LHP-J, EP-100/HP-100

パイプ内面測定用プローブ（オプション）
LEP-22C, EP-120

本体
型式

L-500
LE-373/LH-373/LZ-373

L-500
LE-373/LZ-373

φ10

φ13

寸法

90
50

L字型プローブ（オプション）
LEP-21L/LHP-21, EP-110/HP-110

本体
型式

L-500
LE-373/LH-373/LZ-373
φ15

450

300

7

143

25

寸法

533

18

種類

57

■ 膜厚計 適合規格一覧
測定方式

器種名

規格

電磁
誘導式

L-500
LE-373

JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、JIS H8641
ISO 1460、ISO 2064、ISO 2178、ISO 2808、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499、
ASTM D 7091-5、ASTM E 376

渦電流式

L-500
LH-373

JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H8680-2
ISO 2064、ISO 2360、ISO 2808、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 244、
ASTM D 7091-5、ASTM E 376

デュアル
タイプ

L-500
LZ-373
LZ-990電磁誘導式の場合

JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、JIS H8641
ISO 1460、ISO 2064、ISO 2178、ISO 2808、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM
B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376

渦電流式
の場合

JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H8680-2
ISO 2064、ISO 2360、ISO 2808、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 244、
ASTM D 7091-5、ASTM E 376

9

膜厚計
■■膜厚計

L-500

● プリンタ内蔵の膜厚計最上位モデル● 電磁式・渦電流式各プローブ別売（必須オプション）● データメモリ24,000点、統計計算機能

測定・統計・印字までを一台で完結する、ポー
タブルタイプのプリンタ内蔵膜厚計です。
片手で保持しやすい形状で、視認性の高い
大型ディスプレイを搭載しています。
別売りのプローブと組み合わせて使用しま
す。

● 仕様

L-500

測 定 方 式 電磁誘導式/渦電流式（プローブにより異なる）
測 定 対 象 磁性金属上の非磁性被 膜および非磁性金属上の絶縁被膜（プローブにより異なる）
分

解

能 100μm未満：0.1μm、100μm以上：1μm

デー タメモリ数 24,000点

関連オプション
測定スタンドLW-990

統 計 機 能 ブロック・グループ／測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値
外 部 出 力 USBシリアル
電

源 AC100-240Vまたは電池1.5V（単3アルカリ）×8（本体用×4、プリンタ用×4）

寸 法・ 質 量 126
（ W）
×256
（ D）×93（ H）mm、0.75kg
付

⇒P.21

10

属

品 標準板、鉄素地、アルミ素地、標準板ケース、電池
1.5V（単3アルカリ）、ACアダプタ、プローブア
ダプタ、プリンタ用紙、キャリングケース、取扱説明書

オ プ シ ョ ン 標準板（付属品以外の厚さ）、膜厚計測定スタン
ドLW-990

膜厚計
■プローブ

■プローブ

● 電磁誘導式● 渦電流式● L-500対応プローブ● L-500対応プローブ

磁性金属上の塗装やめっき(電解ニッケルめっきなど磁性を持つものは除く)などの被膜厚を測定します。プローブ一本につき50種
類まで、アプリケーション情報(調整結果、素地補正結果、アプリケーション名、上下限設定)を保存できます。

非磁性金属上の絶縁被膜厚を測定します。
アルマイトなど比較的薄い皮膜を精度良く測定することができます。諸機能はEP-100と同様です。

EP-100● 仕様

EP-100測 定 方 式 電磁誘導式
測 定 対 象 磁性金属上の非磁性被膜

HP-100●仕様

HP-100測 定 方 式 渦電流式

測 定 範 囲 0〜2500μm

測 定 対 象 非磁性金属上の絶縁被膜

測 定 精 度 15μm未満：±0.3μm
15μm以上1000μm未満：±2%1000μm以上：±3%

測 定 範 囲 0〜1200μm
測 定 精 度 50μm未満：±1.0μm
50μm以上：±2％

アプリケー
50
ションメモリ数

ア プ リケー50
ションメモリ数寸寸

法 φ13×90(L)mm（先端センサ部）

法 φ13×90(L)mm（先端センサ部）

11

膜厚計
■プローブ

■プローブ

● 電磁誘導式● 渦電流式● L字形状● L字形状● L-500対応プローブ● L-500対応プローブ

磁性金属上の塗装やめっき(電解ニッケルめっきなど磁性を持つものは除く)などの被膜厚を測定します。
センサの先端がL字に曲げてあるため、高さ方向にゆとりのない箇所でも安定的に接触できます。

非磁性金属上の絶縁被膜を測定します。ア
ルマイトなど比較的薄い被膜を精度良く測定することができます。
センサの先端がL字に曲げてあるため、高さ方向にゆとりのない箇所でも安定的に接触できます。

EP-110● 仕様

EP-110測 定 方 式 電磁誘導式
測 定 対 象 磁性金属上の非磁性被膜

12HP-110●仕様

HP-110測 定 方 式 渦電流式

測 定 範 囲 0〜2500μm

測 定 対 象 非磁性金属上の絶縁被膜

測 定 精 度 15μm未満：±0.3μm
15μm以上1000μm未満：±2%1000μm以上：±3%

測 定 範 囲 0〜1200μm
測 定 精 度 50μm未満：±1.0μm
50μm以上：±2％

アプリケー
50
ションメモリ数

ア プ リケー50
ションメモリ数寸寸

法 φ15×25(H)×57(L)mm（先端センサ部）

法 φ15×25(H)×57(L)mm（先端センサ部）

膜厚計
■プローブ

■■デュアルタイプ膜厚計● 電磁誘導式● 小型のセンサ一体型デュアル膜厚計● パイプ内面測定用● 自動素地判別機能搭載● L-500対応プローブ● 測定範囲:0〜2000μm

EP-120

LZ-990｢エスカル｣● データメモリ約1,000点、
統計計算機能磁性金属上の塗装やめっき(電解ニッケルめっきなど磁性を持つものは除く)などの被膜厚を測定します。
パイプ内面のような人の手の届かない箇所
でも安定的に接触できます。

シンプルな小型膜厚計ながら、
検量線メモリ
機能、測定データメモリ、上下限設定、簡易統
計処理、データ出力などの機能を装備しています。磁性金属と非磁性金属上の被膜厚の測定が可能で、素材を自動判別しその測定モードへ切り替わります。プリンタや測定ス
タンドなどのオプションも充実しています。

● 仕様

関連オプション
測定スタンドLW-990

LZ-990「エスカル」

測 定 方 式 電磁誘導／渦電流式兼用（自動判別機能付き）
測 定 対 象 磁性金属上の非磁性被 膜および非磁性金属上の絶縁被膜
測 定 範 囲 0〜2000μm
測 定 精 度 50μm未 満±1μm、50μm以 上1000μm未
満±2％、1000μm以上±3％分

解能 100μm未満0.1μm

100μm以上1μm

表 示 方 法 デジタル（バックライト付LCD、表示最小桁0.1
μm）

⇒P.21
プリンタ
VZ-380デー タメモリ数 約1,000点
検量線メモリ数 電磁式・渦電流式各8種計16本● 仕様

EP-120測 定 方 式 電磁誘導式
測 定 対 象 磁性金属上の非磁性被膜
測 定 範 囲 0〜2500μm
測 定 精 度 15μm未満：±0.3μm
15μm以上1,000μm未満：±2%
1,000μm以上：±3%
アプリケー
50
ションメモリ数寸

法 18mm(先端センサ部高さ)×450mm(全長)※アーム部有効長さ:300mm

電

源 電池1.5V（単4アルカリ）×2

使 用環 境 温 度 0〜40℃
外 部 出 力 パソコン
（ USB）、プリンタ（ RS-232C）に出力可能
寸 法・ 質 量 82（ W）×99.5（ D）×32（ H）mm、0.16kg
付

属

⇒P.21
ソフトウェアLDL-01/02/03

品 ゼロ板ホルダ（鉄素地、アルミ素地）、標準板、キャリングポーチ、電池1.5V（単4アルカリ）×2、リストストラップ、取扱説明書

オ プ シ ョ ン 標準板（付属品以外の厚さ）、測定スタンド「 LW990」、プリンタ「VZ-380」、プリンタケーブル、
USBパソコンケーブル、透明保護カバー、
データ管理ソフト「データロガー LDL-01」

⇒P.22

13

膜厚計
■電磁膜厚計■渦電流膜厚計● 電磁膜厚計の中位モデル● 渦電流膜厚計の中位モデル● 測定範囲 0〜2500μm● 測定範囲 0〜1200μm● データメモリ39,000点、統計計算機能● データメモリ39,000点、
統計計算機能磁性金属上のメッキ（電解ニッケルメッキは除く）・塗装などの被膜厚を測定する膜厚計です。PCにデータ転送が可能で、アプリケー
ションメモリ、測定データメモリ、上下限設定、統計処理など多彩な機能を装備しています。

非磁性金属上の絶縁被膜厚を測定する膜厚計です。アルマイトなどの比較的に薄い被膜厚を精度良く測定することができ、諸機能はLE-373と同様です。

LE-373

関連オプション
L字プローブ
LEP-21L⇒P.9
測定スタンドLW-990

LH-373⇒P.21
ソフトウェアLDL-01/02/03●仕様

LE-373●仕様

測 定 方 式 電磁誘導式
測 定 対 象 磁性金属上の非磁性被膜
測 定 範 囲 0〜2500μm⇒P.22
ソフトウェアMcWAVE

測 定 精 度 50μm未 満：±1μm、50μm以 上1000μm
未満：±2％、1000μm以上：±3％分

解能 100μm未満：0.1μm、100μm以上：1μm

デー タメモリ数 約39,000点
検 量 線 メモリ アプリケーションメモリ：100本の検量線を記憶
プ ロ ー ブ 一点接触定圧式（ LEP-J）
表 示 方 法 デジタル（バックライト付LCD128×64dots、
表示最小桁0.1μm）
外部出力
電

⇒P.23
ソフトウェアMulti PROP

⇒P.23

14

パソコン
（ USBまたはRS-232C）に出力可能
源 電池1.5V（単3アルカリ）×4

使 用環 境 温 度 0〜40℃
寸 法・ 質 量 75（ W）×145（ D）
×31（ H）mm、0.34kg
付

属品 標準板、標準板ケース、鉄素地（ FE-373）、
プローブアダプタ、キャリングケース、電池1.5V（単3アルカリ）
×4、取扱説明書

オ プ シ ョ ン L字型プローブ「 LEP-21L」、標準板（付属品以外の厚さ）、測定スタンド「 LW-990」、パソコン
ケーブル、RS-232C-USBケーブル、データ管理ソフト「データロガー LDL-03」、「 McWAVE
シリーズ 」「、 Multi PROP」
McWAVEシリーズはCEC社の商標です。

LH-373測 定 方 式 渦電流式
測 定 対 象 非磁性金属上の絶縁被膜
測 定 範 囲 0〜1200μm
測 定 精 度 50μm未 満：±1μm、50μm以 上1000μm
未満：±2％、1000μm以上：±3％分

解能 100μm未満：0.1μm、100μm以上：1μm

デー タメモリ数 約39,000点
検 量 線 メモリ アプリケーションメモリ：100本の検量線を記憶
プ ロ ー ブ 一点接触定圧式（ LHP-J）
表 示 方 法 デジタル（バックライト付LCD128×64dots、
表示最小桁0.1μm）
外部出力
電

パソコン
（ USBまたはRS-232C）に出力可能
源 電池1.5V（単3アルカリ）×4

使 用環 境 温 度 0〜40℃
寸 法・ 質 量 75（ W）×145（ D）×31（ H）mm、0.34kg
付

属品 標準板、標準板ケース、アルミ素地（ NFE-373）、
プローブアダプタ、キャリングケース、電池1.5V（単3アルカリ）×4、取扱説明書

オ プ シ ョ ン 標準板（付属品以外の厚さ）、測定スタンド「 LW990」、
パソコンケーブル、RS-232C-USBケー
ブル、データ管 理ソフト「データロガー L D L03」「
、 McWAVEシリーズ 」「、 Multi PROP」
McWAVEシリーズはCEC社の商標です。

膜厚計■■デュアルタイプ膜厚計■ウレタン防水層膜厚計● デュアル膜厚計の中位モデル● 厚膜測定用モデル(mm表示)● 電磁式・渦電流式各プローブ付属● 専用渦電流式プローブ付属● 測定範囲 電磁式:0〜2500μm、渦電流式:0〜1200μm● ウレタン防水層から剥離しやすい圧力分散板
付属LZ-373

LH-410関連オプション
L字プローブ
LEP-21L● データメモリ39,000点、統計計算機能

磁性金属上および非磁性金属上の被膜厚の測定ができるデュアルタイプの膜厚計です。多様な素材、多様な被膜を扱う現場用として最適な膜厚計です。諸機能はLE-373やLH-373と同様です。
●仕様

通気緩衝工法※で施工されたウレタン防水層の膜厚を非破壊で測定できます。
(一社)建築防水安全品質協議会ご協力のもと試験データを取得しています。

LZ-373⇒P.21

測 定 対 象 磁性金属上の非磁性被 膜および非磁性金属上の絶縁被膜

ソフトウェアLDL-01/02/03

測 定 範 囲 電磁誘導式：0〜2500μm
渦電流式：0〜1200μm

分

解能 100μm未満：0.1μm、100μm以上：1μm●仕様

LH-410測 定 方 式 渦電流式

デー タメモリ数 約39,000点

測 定 対 象 非磁性金属上の絶縁被膜

検 量 線 メモリ アプリケーションメモリ：電磁誘導式50本、渦電流式50本の検量線を記憶

測 定 精 度 1mm未満：±0.03mm、1mm以上：±3％

測 定 範 囲 0 ～ 12mm

プ ロ ー ブ 一点接触定圧式（ LEP-J、LHP-J）

分

表 示 方 法 デジタル（バックライト付LCD128×64dots、
表示最小桁0.1μm）

デー タメモリ数 約8,000点

外部出力

プ ロ ー ブ 一 点 接 触 定 圧 式(ウレ タン 防 水 層 膜 厚 計 用 プ
ローブ)

電

パソコン
（ USBまたはRS-232C）に出力可能
源 電池1.5V（単3アルカリ）×4

使 用環 境 温 度 0〜40℃
寸 法・ 質 量 75
（ W）
×145
（ D）×31（ H）mm、0.34kg
付

属品 標準板、標準板ケース、鉄素地（ FE-373）、アルミ素地（ NFE-373）、プローブアダプタ、キャリ
ングケース、電池1.5V（単3アルカリ）
×4、取扱説明書

オ プ シ ョ ン L字型プローブ「 LEP-21L」、標準板（付属品以外の厚さ）、測定スタンド「 LW-990」、パソコン
ケーブル、RS-232C-USBケーブル、データ管理ソフト「データロガー LDL-03」、「 McWAVE
シリーズ 」「、 Multi PROP」
McWAVEシリーズはCEC社の商標です。

測定スタンドLW-990※ 表面がアルミニウム製の通気緩衝シートを使用している場合に限ります。

測 定 方 式 電磁誘導／渦電流式兼用

測 定 精 度 50μm未 満：±1μm、50μm以 上1000μm
未満：±2％、1000μm以上：±3％

⇒P.9

解

能 10mm未満：0.01mm、10mm以上：0.1mm⇒P.22
ソフトウェアMcWAVE

検 量 線 メモリ アプリケーションメモリ：100本の検量線を記憶

表 示 方 法 デジタル（バックライト付LCD128×64dots、
表示最小桁0.01mm）
外部出力
電

パソコン
（ USBまたはRS-232C）に出力可能
源 電池1.5V（単3アルカリ）×4

使 用環 境 温 度 0〜40℃⇒P.23
ソフトウェアMulti PROP

寸 法・ 質 量 75（ W）×145（ D）×31（ H）mm、0.34kg
付

属品 標準版セット、アルミ素地、圧力分散板、ソフト
ケース、電池1.5V（単3アルカリ）×4、取扱説明書

オ プ シ ョ ン 標準板（付属品以外の厚さ）、パソコンケーブル、
RS -232C - USBケーブル、データ管理ソフト：
データロガー LDL-03

⇒P.23

15

膜厚計
マルチ測定システム■■デュアルタイプ膜厚計● 最大8種のモジュールを組み込める多機能膜厚計● 種類豊富なプローブを選択でき
るデュアルタイプ膜厚計● データメモリ100万点、統計計算
機能● データメモリ250,000点、最大2,500件のバッチ保存

フィッシャースコープMMS PC2● 各種オプショナルプローブが充実

多彩な測定モジュールと測定プローブの組み合わせで、さまざまな種類の膜厚測定に対応します。

デュアルスコープDMP40● 保護等級IP64、Bluetoothでの外部出力可能鉄や鋼などの磁性金属上に施された非磁性被膜厚測定、およびアルミや銅などの非磁性金属上に施された塗料やプラスチック、またアルミ上の陽極酸化被膜やクローム、無電解
ニッケル（条件付き）などの絶縁被膜測定ができます。手になじむサイズと保護等級IP64の●仕様

フィッシャースコープ MMS PC2

MMS PC2 パーマ16

測 定 方 式 電磁誘導/渦電流式兼用
測 定 対 象 磁性 金属上の非磁性被膜 および 非 磁 性 金 属 上の絶縁被膜
MMS PC2 ニッケル 測 定 方 式 磁気式
測 定 対 象 非磁性金属・絶縁基板上の電解Niメッキ、磁性金
属上の非磁性厚膜
MMS PC2シグマ/
測 定 方 式 位相感応渦電流式
PHASCOPE1
測 定 対 象 磁性/非磁性 金 属 上の 金
属被膜
MMS PC2 SR
測 定 方 式 電気抵抗式
測 定 対 象 多層銅基板上の銅被膜
MMS PC2 デュープ 測 定 方 式 位相感応渦電流式
レックス
測 定 対 象 磁性/非磁性 金 属 上の 被膜
測 定 範 囲 モジュールにより異なります。お問い合わせください。
測 定 精 度 モジュールにより異なります。お問い合わせく
ださい。
メモ
リ 内部256MB、
外部USB
統 計 機 能 測定回数・平均値・標準偏差・指数変動量など
表
示 タッチパネル式カラーディスプレイ
（ W170xH130mm、800x600px）
入 出 力 端 子 USB、LAN、RS232
電
源 ACアダプタ
寸 法・ 質 量 360(W)×270(D)×170(H)mm、5kg

堅牢なアルミ製筐体。測定データはUSB-CまたはBluetoothにより簡単に出力が可能です。
光・音・振動によるフィードバック通知機能で、膜厚異常値を作業者へ瞬時に通知します。
● 仕様

デュアルスコープ DMP40

測 定 方 式 電磁誘導/渦電流式兼用
測 定 対 象 磁性金属上の非磁性被膜/非磁性金属上の絶縁被膜
測 定 範 囲・精 度 プローブにより異なります。お問い合わせください。
デー タメモリ数 250,000点
統 計 機 能 測定回数・平均値・標準偏差・変動係数など
プ ロ ー ブ 一点接触定圧式
表 示 方 法 デジタル（カラー LCD）
外 部 出 力 USB-C・Bluetooth電源 Li-Poバッテリー (RRC1130)

使 用 温 度 範 囲 0 ～ 40℃
寸 法・ 質 量 71(W)×128(D)×28(H)mm、0.26kg
付属品 Fプローブアダプタ、USBケーブル、Li-Poバッ
テリー、携帯用ストラップ、キャリングケース、取扱説明書

オ プ シ ョ ン バッテリーチャージャー、専用ホルダー、測定ス
タンドV12 Base、電 動 式 測 定 スタンドV12
MOT

膜厚計
■電磁膜厚計■渦電流膜厚計● 種類豊富なプローブを選択でき
る電磁膜厚計● 種類豊富なプローブを選択できる
渦電流膜厚計● データメモリ250,000点、最大2,500件のバッチ保存● データメモリ250,000点、最大2,500件のバッチ保存● 保護等級IP64、Bluetoothでの外部出力可能● 保護等級IP64、Bluetoothでの外部出力可能鉄や鋼などの磁性金属上に施された、亜鉛、
クローム、銅、錫、塗料、プラスチック、エナメ
ルなどの非磁性被膜厚の測定ができる膜厚計です。手になじむサイズと保護等級IP64の堅牢なアルミ製筐体で、様々なサンプルに合わせたプローブを選択できる器械です。

アルミや銅などの非磁性金属上に施された塗料やプラスチック、陽極酸化被膜などの絶縁被膜の測定ができる膜厚計です。手にな
じむサイズと保護等級IP64の堅牢なアルミ

またUSB-CまたはBluetoothでのデータ出力も可能で、測定レポートや測定ログを簡単に振動によるフィードバック通知機能で、膜厚異常値を作業者へ瞬時に通知します。

デルタスコープDMP30

イソスコープDMP30製筐体。測定データはUSB - CまたはBluetoothにより簡単に出力が可能です。光・音・作成できるソフトウェア(Tactile Suite)との接続が可能です。
● 仕様

デルタスコープ DMP30● 仕様

イソスコープ DMP30

測 定 方 式 電磁誘導式

測 定 方 式 渦電流式

測 定 対 象 磁性金属上の非磁性被膜

測 定 対 象 非磁性金属上の絶縁被膜

測 定 範 囲・精 度 プローブにより異なります。お問い合わせください。

測 定 範 囲・精 度 プローブにより異なります。お問い合わせください。

デー タメモリ数 250,000点

デー タメモリ数 250,000点

統 計 機 能 測定回数・平均値・標準偏差・変動係数など

統 計 機 能 測定回数・平均値・標準偏差・変動係数など

プ ロ ー ブ 一点接触定圧式

プ ロ ー ブ 一点接触定圧式

表 示 方 法 デジタル（カラー LCD）

表 示 方 法 デジタル（カラー LCD）

外 部 出 力 USB-C・Bluetooth

外 部 出 力 USB-C・Bluetooth

源 Li-Poバッテリー (RRC1130)

電

源 Li-Poバッテリー (RRC1130)

電

使 用 温 度 範 囲 0 ～ 40℃

使 用 温 度 範 囲 0 ～ 40℃

寸 法・ 質 量 71(W)×128(D)×28(H)mm、0.26kg

寸 法・ 質 量 71(W)×128(D)×28(H)mm、0.26kg

付

付

属

品 Fプローブアダプタ、USBケーブル、Li-Poバッ
テリー、携帯用ストラップ、キャリングケース、取扱説明書

オ プ シ ョ ン バッテリーチャージャー、専用ホルダー、測定ス
タンドV12 Base、電 動 式 測 定 スタンドV12
MOT

属品 Fプローブアダプタ、USBケーブル、Li-Poバッ
テリー、携帯用ストラップ、キャリングケース、取扱説明書

オ プ シ ョ ン バッテリーチャージャー、専用ホルダー、測定ス
タンドV12 Base、電 動 式 測 定 スタンドV12
MOT

17

膜厚計
■■デュアルタイプ膜厚計■■デュアルタイプ膜厚計● 小型のセンサ一体型デュアル膜厚計● 小型のプローブ型デュアル膜厚計● 自動素地判別機能搭載● 自動素地判別機能搭載● 測 定 範 囲 電磁 式・渦電 流 式 共 通
0〜2000μm● 測 定 範 囲 電磁 式・渦電 流 式 共 通
0〜2000μm● データメモリ約10,000点、統計
計算機能● データメモリ約10,000点、統計計算機能

本器は、デュアルタイプの超小型膜厚計です。下地の金属を自動認識する自動素地判
別機能はもちろん、前面・上面の2つのバック
ライト付き液晶ディスプレイの装備で、どんな本器は、デュアルスコープMP0R-USBのシリーズ器でセンサをプローブ化した製品です。
本体一体型センサが入り込めない狭い箇所の測定が可能です。下地の金属を自動認識

測定ポジションからでもラクに測定値を読み取ることができる人間工学的設計です。

する自動素地判別機能や、前面・上面の2つのバックライト付き液晶ディスプレイなどはデュアルスコープMP0R-USB

デュアルスコープMP0R-FP

同様です。

● 仕様

18

デュアルスコープMP0R-USB● 仕様

デュアルスコープMP0R-FP

測 定 方 式 電磁誘導／渦電流式兼用

測 定 方 式 電磁誘導/渦電流式兼用

測 定 対 象 磁性金属上の非磁性被 膜および非磁性金属上の絶縁被膜

測 定 対 象 磁性金属上の非磁性被 膜および非磁性金属上の絶縁被膜

測 定 範 囲 0〜2000μm（電磁・渦電流式）

測 定 範 囲 0〜2000μm（電磁・渦電流式）

測 定 精 度 0〜75μm：±1.5μm（電磁式）
0〜50μm：±1μm（渦電流式）
50〜1000μm：±2％（電磁・渦電流式）
1000〜2000μm：±3％（電磁・渦電流式）

測 定 精 度 0〜75μm：±1.5μm（電磁式）
0〜50μm：±1μm（渦電流式）
50〜1000μm：±2％（電磁・渦電流式）
1000〜2000μm：±3％（電磁・渦電流式）

分

分

解

能 100μm以下0.1μm、100μm以上1.0μm

解能 100μm以下0.1μm、100μm以上1.0μm

統 計 機 能 平均値、
標準偏差、測定回数、最小値、最大値

統 計 機 能 平均値、標準偏差、測定回数、最小値、最大値

そ の 他 機 能 自動素材判別、自動電源ON/OFF、上下限設定

そ の 他 機 能 自動素材判別、自動電源ON/OFF、上下限設定

プ ロ ー ブ 1点接触定圧式

プ ロ ー ブ 1点接触定圧式

表 示 方 法 デジタル（ LCD）

表 示 方 法 デジタル（ LCD）

電

電

源 電池1.5V（単3アルカリ）×2

源 電池1.5V（単3アルカリ）×2

寸 法・ 質 量 64（ W）×30（ D）
×85（ H）mm、0.14kg

寸 法・ 質 量 64（ W）×30（ D）×85（ H）mm、0.14kg

付

付

属

品 鉄素地、アルミ素地、標準板、ストラップ、本体
ケース、電池1.5V
（単3）
×2、
取扱説明書

属

品 鉄素地、アルミ素地、標準板、ストラップ、本体
ケース、電池1.5V（単3）×2、取扱説明書

非接触膜厚測定器

未乾燥塗膜厚測定ゲージ● 非接触のため未乾燥状態での膜厚測定が可能● 硬化前の塗膜 厚を測定するための簡易ゲージ● 下地を選ばず多種多様な素地に対応● 一定 厚さに刻まれた溝への塗料の付着で厚さ測定● 粉体 塗 装 直後 の膜 厚測定に効力を発揮● 測定範囲別に1型、2型の２種類

コートマスター FLEX

ウェットゲージ● 充電 バッテリーで現 場 への持ち運びが可能

非接触で対象物の塗膜厚を測定できます。
従来困難であった硬化前の未乾燥膜厚測定や焼き付け前の粉体塗装膜厚測定を可能とし、さらに金属以外の下地であっても適用し簡易型の厚さ測定ゲージです。乾燥途中のウエットな状態の塗膜に押し当て、刻まれた溝の深さで判断します。塗膜面を傷つける方法ですが簡便なため、用途を選べば実に便ます。

利なゲージです。

● 仕様

コートマスター FLEX

測 定 方 式 光熱放射法
測 定 対 象 金属、紙、ゴム、セラミック、ガラス、プラスチッ
ク、
木材上の塗膜（透明以外）
測 定 範 囲 未乾燥塗膜：1 ～ 400μm
乾燥後塗装：1 ～ 1000μm
測 定 精 度 相対標準偏差1.0%（アルミニウム基 材に硬 化前の 粉体コーティン
グ厚60μmを測定距離5cmで測定した場合）
測 定 時 間 0.25秒
測 定 距 離 2 ～ 15cm
測 定 角 度 ±35°
使用環境温湿度 温度：0 ～ 35℃ (測定表面温度：50℃未満)、
湿度：10 ～ 75%
表 示 方 法 デジタル(LCD)
電

源 18VDC Li-ionバッテリパック

外 部 出 力 wi-fi接続（クラウドもしくはローカルサーバー）
寸 法・ 質 量 91(W) x 374(D) x 203(H)mm、1.3kg
付

属品 専用バッテリー、充電器、専用ケース、取扱説明書

オ プ シ ョ ン ローカルサーバー機器、予備バッテリー、校正用
プレート、
メンテナンスキット●仕様

ウェットゲージ

測 定 範 囲 1型：25μm〜700μm
2型：100μm〜1500μm
寸 法・ 質 量 65（ W）×65（ D）×1.5（ H）mm、0.038kg

19

各種オプション

膜厚計測定スタンド LW-990
20各種オプション
膜厚計測定スタンドプリンタ● 一定の力と角度で測定を安定させる補助スタンド● 高速感熱プリンタ

LW-990

VZ-380● 対応プローブ: LEPおよびLHP-20/20C/
30/30C/J、EP-100、HP-100● その他対応器種: LZ-990

膜厚計のプローブまたは一体型の膜厚計を昇降部に取り付けて測定します。そうすることで、膜厚計の測定部が測定対象物に一定の力と角度で接触するため、人為的な測定エラーが軽減し、繰り返し精度の高い測定を行うことができます。特にパイプ状の測定対象物などで有効です。プローブタイプの膜厚計、およびデュアルタイプ膜厚計LZ-990「エスカル」に対応しています。

● 仕様

プリンタVZ-380

印 字 方 式 感熱方式
●仕様

LW-990紙

幅 112mm

寸 法・ 質 量 150（ W）×210（ D）
×280（ H）mm、2.5kg

使用温湿度範囲 温度：0〜50℃、湿度：30〜80％（但し、結露無し）

対 応 セ ン サ プローブタイプ: L EPおよびL HP -20/ 20C、
LEPおよびLHP-30/ 30C/ 30J、EP-100、HP-100
本体一体タイプ: LZ-990

電

付

属

品 ネジ×2、L Z-990用アタッチメント、ケーブル
クリップ、プローブ用アタッチメント、ボルト、シャフト台、六角レンチ×2、付属品ケース、取扱説明書

源 ACアダプタ100-240V

寸 法・ 質 量 145(W)×135(D)×58(H)mm、0.5kg
付

属品 プリンタ用紙、ACアダプタ、プリンタケーブル（接続器種ごとに異なる）、取扱説明書、機能設
定ガイド

オ プ シ ョ ン 内蔵リチウムイオン電池 (7.4V)
対 応 器 種 デュアルタイプ膜厚計LZ-990

21

各種オプション
データ管理ソフトウェア「データロガー LDL-01/-02/-03 」● 膜 厚 計用データ取り込 みソフト
ウェア
● LZ-990、L-373/370シリーズに対応● 測 定データをE xcelに自動 貼り付け● 測定値の保存・管理が可能● 仕様

データロガー LDL-01/-02/-03

対 応 器 種 LDL-01:膜厚計LZ-990
LDL-02:膜厚計LE-370、LH-370、LZ-370（いずれも生産終了器種）
LDL-03:膜厚計LE-373、LH-373、LZ-373
対

応 O S Windows XP/ Vista(32/64bit)/
7(32/64bit)/ 8(32/64bit)/8.1(32/64bit)/
10(32/64bit)/ 11

対 応 ソ フ ト Excel2003/ 2007/ 2010(32/64bit)/2013(32/64bit)/ 2021(64bit)
LDL-01のみExcel2016(32/64bit)にも対応

22

Windows、ExcelはMicrosoft社の商標です。

各種オプション

各種オプション
膜厚計データ管理ソフトウェア

膜厚計データ管理ソフトウェア● ケツト製 膜 厚計の測定データの取り込みソフトウェア● ケツト製 膜 厚計の測定データを公団・公社等の指定フォームに変換、印刷するソフトウェア

McWAVEシリーズ● 測定値のリアルタイム統計

Multi PROP

● 測定データをExcelへ受け渡し● 仕様

McWAVE Lite

統 計 機 能 ロットおよび全データの平均・標準偏差・最大・最小・範囲・変動係数・n値
印

刷 データ一覧

対応 O S Windows XP/ Vista(32/64bit)/
7(32/64bit)/ 8(32/64bit)/8.1(32/64bit)/
10(32/64bit)/ 11
対 応 ソ フ ト Excel2003/ 2007/ 2010(32/64bit)/2013(32/64bit)/ 2021(64bit)
LDL-01のみExcel2016(32/64bit)にも対応
● 仕様
X

-

McWAVE Std. (Liteの仕様に追加）
R グラフ上 のカ ーソル 移 動 で ロット単 位の 測 定
データと統計値の表示

ヒ スト グ ラム 級数・範囲・±3σ範囲の任意設定・正規分布と12種類の統計値表示
印● 仕様

刷 X-Rグラフ・ヒストグラム
McWAVE Pro. (Std.の仕様に追加）付 加 機 能 素地補正運用機能
McWAVEはCEC社、Windows、ExcelはMicrosoft社の商標です。

● 仕様

Multi PROP

デ ー タ 登 録 受信データ500件・工事管理999件・編集登録500件（工事単位）
フォ ーム 印 刷 指定フォーム・ヒストグラム・出来形管理図・実績
一覧表・X-Rグラフ
フ ォ ー ム 種 建設省・福北高速・首都高速・英文・阪神高速・水門4・モノレール・大阪市・本四公団・名古屋高速・
中部地建・東京都・岩手県・水門5・建設省（正）・
北陸地建・英文（ JH）・阪神高速（正）・阪神高速（ 2）・モノレール（正）・鋼道路橋塗装便覧
対

応 O S Windows XP/ Vista(32/64bit)/
7(32/64bit)/ 8(32/64bit)/8.1(32/64bit)/
10(32/64bit)/ 11
対 応 ソ フ ト Excel2003/ 2007/ 2010(32/64bit)/2013(32/64bit)/ 2021(64bit)
LDL-01のみExcel2016(32/64bit)にも対応
Windows、ExcelはMicrosoft社の商標です。

23

膜厚計の種類別／測定可能な素地と被膜

■

■

■

■

■※

F※

アルミニウム
アルミ合金

F

■

■

F

銅・
真鍮・砲金

F

■

■

F

銀

■

チタニウム
チタン合金

■

F

亜鉛
亜鉛合金

■

F

セラミック・ガラス・
プラスチック

F

F

錫

F⚠

亜鉛

ステンレス
（非磁性）

■

銀

■

■

ロジウム

■

■

・ CVD
PVC
コーティング

■

■

パラジウム

■

■

無電解ニッケル
（非磁性）

コバール鋼

電解ニッケル（磁性）■

真鍮

エナメル・ペイント
ゴム・プラスチック■

ハンダ

陽極酸化皮膜・燐酸
皮膜・クロメート

■

銅

クローム

■

カドミウム

鉛

■

金

アルミニウム

鉄・鋼

素地
の種類

被膜の
種類

■：電磁膜厚計 ■：渦電流膜厚計 F：フィッシャースコープ ⚠：条件付可

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

F

※ ステンレス素地は、条件により測定できない場合がございます。事前にお問い合わせください。
□ 空欄部分の組み合わせについては、
電磁式・渦電流式以外の方法にて測定できる場合がございます。お問い合わせください。

ご用命は
東京本社

東京都大田区南馬込1-8-1 〒143-8507
TEL(03)3776-1118 FAX(03)3772-3001

西日本支店

大阪市東淀川区東中島4-4-10 〒533-0033
TEL(06)6323-4581 FAX(06)6323-4585

2402・GD・KA・0601・002K

北海道営業所 札幌市西区八軒一条西3-1-1 〒063-0841
TEL(011)611-9441 FAX(011)631-9866
東北営業所

仙台市青葉区二日町2-15 二日町鹿島ビル 〒980-0802
TEL(022)215-6806 FAX(022)215-6809

東海営業所

名古屋市中村区名駅5-6-18 伊原ビル 〒450-0002
TEL(052)551-2629 FAX(052)561-5677

九州営業所

佐賀県鳥栖市東町1-1020-2  〒841-0035
TEL(0942)84-9011 FAX(0942)84-9012●商品のお問い合わせは上記もしくは、当社の企業ホームページ・E メールにてお願いいたします。 URL https://www.kett.co.jp/ E-mail sales@kett.co.jp●製品改良のため、仕様や外観の一部を予告なく変更することがあります。また、製品の色調は実物と異なる場合があります。ご了承ください。