No.CE-30-03

High Temperature
Mineral Insulated Thermocouples

高温用シース熱電対
高温域における耐久性を向上！

高温用シース熱電対は、保護管材質にチノーアロイX、チノーアロイBを採用し、弊社従来形のシース熱電対と比べて高温域における耐久性を飛躍的に向上したKタイプ
シース熱電対です。
高温・酸化性雰囲気下で長時間にわたる温度計測に優れた安定性・耐久性を発揮し、ランニングコストの低減に貢献します。
■特 長●保護管材質 チノー アロイX
高温で耐酸化性の保護皮膜が形成され、優れた耐久性を確保●保護管材質 チノー アロイB
高温で熱電対素線を汚染する金属ガスが発生せず、長寿命を実現■1100℃ 耐久性比較試験結果
チノーアロイX φ1.6mm

3300

チノーアロイB φ1.6mm
NCF600 φ1.6mm

2083
316

NCF600 φ3.2mm■形 状●Y形端子箱402000

G3/8L50（40）※（ ）内寸法は保護管外径φ1.6〜φ4.8mmの場合

φD●ヘッドレス形

2710（φ8）

2810001500

2000

2500（h）
1100℃ 耐久時間

6040500
φD

アルミダイカスト

869

L

酸化性雰囲気下試 験 条 件：1100℃、比 較 熱 電 対：保護管材質…NCF600（インコネル600）
保護管外径…φ1.6mmおよびφ3.2mm
素線…K熱電対※耐久性は使用環境により異なります
耐久時間を保証するものではございません

3000

3500

高温用シース熱電対■仕■保護管選択の目安

様

素線：K（保護管材質チノーアロイBはN熱電対の製作が可能）
NCF600保護管材質
チノーアロイX チノーアロイB
許 容 差：JISクラス2、クラス1（インコネル600）
保 護 管 材 質：チノーアロイX、チノーアロイB（Ni-Cr系合金）
高温耐久性
保 護 管 外 径：φ1.6、φ3.2、φ4.8、φ6.4mm
○△
◎
（寿命）
：外径の10％以上
シ ー ス 肉 厚 （mm）
昇温後：外径の15％以上
素 線 径 （φmm）
△△△
曲げ加工※
標 準 長：300、500、750、1000、1500、2000mm（上記以外の長さも製作可能）
価 格△△○
曲 げ 半 径：シース外径の2倍から3倍以上（R≧2D〜3D）※昇温後は10倍以上（R≧10D）
ランニングコスト◎○△
φ3.2mm…50m
最 大 長：外径 φ1.6mm…100m
φ4.8mm…50m
φ6.4mm…35m
酸化・還元性雰囲気 酸化性雰囲気
浸炭・窒化性雰囲気 高温・真空中 他
主 な 用 途常 用 温 度：外径 φ1.6mm…650℃ φ3.2mm…750℃
燃焼炉 他
φ4.8mm…900℃ φ6.4mm…1000℃（JIS規格に準拠）※高温で長時間使用すると硬化して曲げ加工ができなくなる場合があります
保護管耐熱温度：チノーアロイX…1335℃
チノーアロイB…1280℃■商品番号（標準品）

標準品は下記商品番号にて簡単にご手配いただけますので、ご利用ください。

（固定用アクセサリ付きなど下記以外の形状も製作いたします。詳細はお問い合わせください。）●Y形端子箱商品番号
保護管
外径 mm

φ1.6

φ3.2

φ4.8

φ6.4

長さ（Ｌ）mm

300
500
750
1,000
1,500
2,000
300
500
750
1,000
1,500
2,000
300
500
750
1,000
1,500
2,000
300
500
750
1,000
1,500
2,000

●ヘッドレス形商品番号

補償導線：ガラス被覆補償導線（WXJ）2m付材 質
チノーアロイX

1SKX613
1SKX615
1SKX617
1SKX61A
1SKX61B
1SKX61C
1SKX323
1SKX325
1SKX327
1SKX32A
1SKX32B
1SKX32C
1SKX483
1SKX485
1SKX487
1SKX48A
1SKX48B
1SKX48C
1SKX643
1SKX645
1SKX647
1SKX64A
1SKX64B
1SKX64C

チノーアロイB

保護管
外径 mm

1SKB613
1SKB615
1SKB617
1SKB61A
1SKB61B
1SKB61C
1SKB323
1SKB325
1SKB327
1SKB32A
1SKB32B
1SKB32C
1SKB483
1SKB485
1SKB487
1SKB48A
1SKB48B
1SKB48C
1SKB643
1SKB645
1SKB647
1SKB64A
1SKB64B
1SKB64C

φ1.6

φ3.2

φ4.8

φ6.4

長さ（Ｌ）mm

300
500
750
1,000
1,500
2,000
300
500
750
1,000
1,500
2,000
300
500
750
1,000
1,500
2,000
300
500
750
1,000
1,5002,000

材 質
チノーアロイX

1HKX613
1HKX615
1HKX617
1HKX61A
1HKX61B
1HKX61C
1HKX323
1HKX325
1HKX327
1HKX32A
1HKX32B
1HKX32C
1HKX483
1HKX485
1HKX487
1HKX48A
1HKX48B
1HKX48C
1HKX643
1HKX645
1HKX647
1HKX64A
1HKX64B
1HKX64C

チノーアロイB

1HKB613
1HKB615
1HKB617
1HKB61A
1HKB61B
1HKB61C
1HKB323
1HKB325
1HKB327
1HKB32A
1HKB32B
1HKB32C
1HKB483
1HKB485
1HKB487
1HKB48A
1HKB48B
1HKB48C
1HKB643
1HKB645
1HKB647
1HKB64A
1HKB64B
1HKB64C●本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意●本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 ●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
●記載内容は性能改善等により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。●本カタログの記載内容は2023年4月現在のものです。最新情報は弊社Webサイトでご確認ください。
東日本支店 〒173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8
☎03（3956）2205（代） FAX03（3956）2477
東京 ☎03（3956）2401 大宮 ☎048（643）4641
宇 都 宮 ☎028（612）8963 千葉 ☎043（224）8371
仙台 ☎022（227）0581 立川 ☎042（521）3081
高崎 ☎0274（42）6611 神 奈 川 ☎046（295）9100
水戸 ☎029（224）9151

本社 〒173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8☎03（3956）2111（大代） FAX03（3956）8927

URL : https://www.chino.co.jp/

名古屋支店 〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1（名古屋国際センタービル）☎052（581）7595（代） FAX052（561）2683
名 古 屋 ☎052（581）7595 富山 ☎076（441）2096
静岡 ☎054（255）6136（販売店）

大阪支店 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-23-101（大同生命江坂ビル）☎06（6385）7031（代） FAX06（6386）7202
大阪 ☎06（6385）7031 広島 ☎082（261）4231
大津 ☎077（526）2781 福
岡 ☎092（481）1951
岡山 ☎086（473）7400 北 九 州 ☎093（531）2081
I 39
Cat.No. CE-30-03 Apr. '23-02 Printed in Japan ◯温度センサ