静電気学会誌，43, 2（2019）90-91

J. Inst. Electrostat. Jpn.

ノ ー ト

内圧防爆型静電界センサの開発
長田 裕生 ，鈴木 輝夫 ，崔 湖壽 ，崔 光石
＊

＊

＊＊

＊＊＊, 1（2018年11月2日受付；2019年1月9日受理）

Development of Pressurized Enclosure Explosion-Proof Type Electrostatic
Field Strength Sensor
Yuki OSADA ，Teruo SUZUKI ，Hosu CHOI
＊

＊

＊＊

＊＊＊, 1and Kwangseok CHOI

（Received November 12, 2018; Accepted January 9, 2019）
In this paper, the pressurized enclosure explosion-proof type electrostatic field strength sensor（novel sensor）was
quantitatively investigated based on its performance in a laboratory scale. As for the results, the detected signal obtained using
the novel sensor was clearly proportional to the electric field strength. Through this, the validity of the novel sensor wasconfirmed. In order to increase the air purge level inside the body of the sensor, the openings on the grounded metal plate werereplaced with trenched shaped holes of 0.9 mm. The signal was still fairly detectable. The performance of the novel sensor
was not affected by the air flow（air purge）which satisfied the International Electrotechnical Commission（IEC）standardrequirement of 50 Pa.

1．はじめに食品，製薬，およびその他の工業用途で使用されている可燃性粉体のハンドリング操作において，静電気放電を原因とした粉塵爆発などの静電気災害が報告されている．このような災害を防止するためには危険場所 で使用する粉※体の帯電レベルを測定し静電気災害防止対策を確立する必要がある．これまでは様々な種類の静電界センサが開発されたが，防爆型に対応したものは未だ開発されていない．
したがって，本研究では，IEC 内圧防爆の一部の条件を満たす静電界センサ（以下，新型静電界センサ）の開発を行い，その基礎特性を定量的に評価したので報告する．

図 1 内圧防爆型静電界センサの内部構造
Fig.1 Pressurized enclosure explosion-proof type sensor.

2．実験装置及び方法
本研究で開発した新型静電界センサは本体に圧力をか

界センサは，接地電極，信号検出用回転セクタ，電動モけることにより，外部の可燃性粉じんがセンサ内部に入らータ，圧力センサなどから構成されている．新型静電界セないものである．その内部構造を図 1 に示す．新型静電ンサの前面に接地電極があり，その後部に回転セクタがある（両者の間隔：2 mm ）
．新型静電界センサには同じ面

キーワード：静電気，静電界センサ，防爆，内圧＊
春日電機株式会社（〒212-0032 神奈川県川崎市幸区新川崎 2-4）
Kasuga Denki Co., Ltd. 2-4 Shin-kawasaki, Kawasaki-shi,Kanagawa, 212-0032, Japan＊＊
早稲田大学（〒169-8555 東京都新宿区大久保 3-4-1）
Waseda University. 3-4-1 Shin-ohkubo, Shinjuku, Tokyo,169-8555, Japan
旧所属：Christian Academy in Japan（ CAJ ）＊＊＊労働安全衛生総合研究所（〒204-0024 東京都清瀬市梅園 1-4-6）
National Institute of Occupational Safety and Health,Japan. 1-4-6 Umezono, Kiyose, Tokyo, 204-0024, Japan
1choiks@s.jniosh.johas.go.jp

積で同じ形の 4 つの扇状開口部を持つ接地電極と回転セクタを用いた．回転セクタの回転軸には信号検出用ケーブ
ルが接続されている．信号を検出するために回転セクタの回転軸と電動モータとの間は絶縁体で接続されている．新型静電界センサの後部に接続されているエアチューブより所定のエア流量 qv（200-600 L/min ）を供給できる．
新型静電界センサの基礎特性を評価するために模擬実験を行った．模擬実験装置は，新型静電界センサ，金属製模擬帯電板（大きさ：50 cm × 50 cm，厚さ：2 mm ）
，直流高電圧電源，100 MΩ 抵抗，回転速度調整器，圧力※危険場所とは，爆発性雰囲気を形成する場所や，同時に着火源としての電気機器が存在する場所をいう．

内圧防爆型静電界センサの開発（長田 裕生ら）

91（37）

センサ，エレクトロメータ，オシロスコープなどから構成されている．新型静電界センサと模擬帯電物体である金属製模擬帯電板との距離 d は，最小 1 cm から最大 5 cmまで 1 cm 間隔で設置した．また，模擬帯電板には印加電圧 Va を -5 kV から +5 kV まで各 1 kV ずつ与えた．回転速度調整器にて 10 V に設定して回転セクタを回転させた（780 rpm ）．センサの誘導電流の信号を 100 MΩ の抵抗で電圧に変換し，エレクトロメータにて電圧の測定を行った．その時の波形をオシロスコープで観察した．模擬帯電板の静電界を回転セクタで検出すると，オシロスコープでは正弦波の波形が検出される．これは静電誘導によ

図 2 帯電板からの各 E における Vs
Fig.2 The relationship between E and Vs.

るものである．この正弦波の p-p の 2 分の 1 の値を検出信号 V［s V ］とし，Va を d で割ることによりセンサ前面部の検出電極における電界強度 E［ kV/cm ］を算出した．

3．実験結果及び考察
Vs と E との関係を図 2 に示す（qv = 0）
．縦軸は Vs，横軸は E である．凡例は，□が d = 1 cm に固定し，帯電板に印
加電圧 Va = ± 5 kV の範囲で 1 kV 毎に変化させたときのVs-1 であり，●は Va = ± 5 kV 一定にして，d を 1-5 cm まで変えた時の E に対しての Vs-2 である．この結果より，Vs-1 とVs-2 は E に対して比例しており，それらの値に相関関係（R2

図 3 qv が Vs と Pi に及ぼす影響
Fig.3 The effect of qv on Vs and Pi.

= 0.99）が得られたことから今回開発した新型静電界センサは帯電物体の電界強度に応じた検出信号が得られることをす（d = 1 cm，E = +5 kV/cm ）．縦軸は Vs，と Pi，横軸は qv示した．一方，IEC 内圧防爆の条件を満たすためには新型である．なお，図 3中には使用したスリット状接地電極を示

静電界センサの内部の圧力が少なくとも 50 Pa 以上であり，す．この結果より，Pi は qv の増加に伴って指数関数的に増IP4x より接地電極のスリット幅の大きさを 1.0 mm 未満に加しているのに対して Vs は約 0.1 V で一定であることから抑える必要がある．そこで，従来の扇状の開口部の部分を今回使用した静電界センサの Vs は Pi の変化に影響を及ぼスリット幅 0.9 mm の多孔スリットに変更することとした．

さないことが示された．また，qv = 200 L/min でも新型静電誌面の制限上多孔スリットの接地電極を使用したときの Vs

界センサにおける内圧防爆の条件に必要な圧力が 50 Pa を

E = +5 kV/cm の時の Vs は，と E との関係の図は省略するが，超えていることから内圧防爆の条件のうち二つを満たした．

1）

2）

扇状の開口部のものの 15分の 1倍の大きさであった．これは電気力線が到達する検出電極の面積が少ないことが原因

4. まとめと考えられる．帯電板から発生する電界によって検出電極

本研究では内圧防爆型静電界センサの基礎特性を調べで誘導された誘導電荷量 q は，ガウスの定理より，た．その結果，模擬帯電物体の帯電レベルに応じた新型静電界センサの検出信号が得られた．また，IEC 内圧防爆のq = ε 0 ESである．但し，ε 0［ F/m ］は真空の誘電率，S［ m ］は検一部の条件を満たすのに必要なスリット幅が 0.9 mm でも測出電極の面積である．E = +5 kV/cm として，実際に扇状定が可能であり，エア流量が 200 L/min 以上であれば新型の開口部とスリット状の開口部の面積及びその時の誘導静電界センサの内圧が 50 Pa を超えていたことが分かった．

2

電荷量を算出した結果，それぞれ 12.19 cm で 53.96 pC，27.87 cm で 34.84 pC であることから検出電極の面積が小2さくなることにより Vs も小さくなることが言える．
一方，振動型静電界センサへのエア供給が電界強度計測に影響を及ぼすことが知られている ．そこで，内圧 P［Pa］
i3）の変化に対する Vs の影響について検討した結果を図 3 に示

参考文献
1） IEC, International Standard, IEC-60079. 2014
2） IEC, International Standard, IEC-60529. 20013） 野蝼直人，鈴木輝夫，崔 光石，山隈瑞樹：振動型静電界センサ内の送風の電界強度計測への影響．労働安全衛生研究，8［1］（2015）