CAD/CAM冠用ブロック

プレパレーションガイド

クラレノリタケ デンタル の CAD/CAM冠用ブロック
小臼歯対応

大臼歯対応

CAD/CAM 冠用材料（Ⅱ）

前歯対応

CAD/CAM 冠用材料（Ⅲ）

CAD/CAM 冠用材料（Ⅳ）

上 顎

上 顎

上 顎

下 顎

下 顎下 顎保険適応範囲／小臼歯 (クラウン・インレー )保険適応範囲／大臼歯 (クラウン・インレー )保険適応範囲／前歯 (クラウン)

材 料点 数181点

材 料点 数

350 点

材 料点 数

43 8 点

技術点数

120 0 点（ クラウン ）技術点数

120 0 点（ クラウン ）技術点数

120 0 点

技術点数

750 点

技術点数

750 点

（クラウン）（インレー）（ インレ ー ）※CAD/CAM冠用材料（Ⅱ）は小臼歯に使用した場合に限り算定可能。
※令和4年4月1日時点※CAD/CAM冠用材料（Ⅳ）は前歯に使用した場合に限り算定可能。
※令和4年4月1日時点※歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、大臼歯に使用する場合（医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携のうえで、診療情報提供（診療情報提供料の様式に準じるもの）に基づく場合に限る）※CAD/CAM冠材料（Ⅲ）を小臼歯に使用した場合は、CAD/CAM冠用材料（Ⅱ）
により算定可能。
※令和4年4月1日時点

形成方法
クラウンインレー● 適切な厚みを確保する● 適切な厚みを確保する● マージンラインはディープシャンファーとする● 鋭角な部分のない丸みのある形態にする● 鋭角な部分のない丸みのある形態にする● マージン部が対合歯と接触しない位置に設定する● 十分な保持が得られる軸面形成とする● イスムスは1.5mm以上とする● フィニッシングラインはスムーズに仕上げる
参考：（公社）日本補綴歯科学会「保険診療におけるCAD/CAM冠の診療指針」

臼歯

臼歯

前歯

1.5mm以上

切端
1.5mm 以上1.0mm以上

1.5mm以上
1.5mm以上

軸面1.0-1.2mm

軸面
1.0-1.2mm

1.0mm以上

辺縁部
0.8mm 以上

辺縁部
0.8mm 以上避けるべき支台歯形成（例）※前臼歯共通

ジャンピング
マージン

ディープ
ショルダー

ナイフエッジアンダーカット

1.5mm以上

鋸刃状
マージン

ガイドグルーブ
保持孔形成

非テーパー
支台

尖った
隅角形成

1.0mm以上

接着方法（推奨）
使用する材 料

弱酸性で口腔内の使用もOK！
唾液や血液、仮着材・仮封材の残留物も浮かせて流します

シンプルなステップで接着力UP！

補綴物への前処理は不要！

CR充填やレジンコーティングにも使用できる多用途ボンディング材

シラン処理剤含有の接着性レジンセメント

カタナ クリーナー

SA ルーティング Multi

製品情報

製品情報

1 クラウンの試適後、被着面の清掃

製品情報

2 支台歯への接着処理
5 秒以上
乾燥

必要に応じてクラウン内面に「カタナ クリーナー」を10秒以上こすり塗り、色が完全になくなるまで水洗・乾燥

支台歯に「カタナ クリーナー」を10秒以上こすり塗り、色が完全になくなるまで水洗・乾燥（試適後にサンドブラスト処理を行う場合、本操作は不要です。）

ボンド塗布後、待ち時間なしでエアーブロー※バキュームで吸引しながら、液面が動かなくなるまで乾燥してください。

3 レジンセメントの塗布
オートミックスの場合

ハンドミックスの場合

10 秒
練和

クラウン・インレーまたは支台歯側へペースト塗布

A、Bペーストを適量採取、10秒練和クラウン・インレーまたは支台歯側へペースト塗布※水分混入を避けるため練和紙、練和棒は冷蔵保存しないでください。
※「クリアフィル セラミック プライマー プラス」などのセラミックス処理材を添付文書にしたがい適用することで内面処理加算が可能です。
※セメントを窩洞内に塗布した場合は、30秒以内に4の操作を行なってください。

4 接着・余剰セメント除去

5 最終硬化分類

光量

照射時間

高出力 LED 照射器

1500mW/c㎡以上（3 秒または 5 秒）
×2 回

LED 照射器

800〜1400mW/c㎡

10 秒

ハロゲン照射器

400mW/c㎡以上

10 秒

1か所につき1-2秒光照射

光照射または5分保持

化学硬化による除去の場合は、2-4分保持後、除去してください。

※光を透過する補綴装置の場合は、クラウン全体への光照射による最終硬化が選択可能です。

本術式は「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick ER」添付文書記載の「セメント接着における補綴修復物の処理」「セメント接着における窩洞、及び支台歯の処理」、「カタナ クリーナー」添付文書記載の「＜補綴装置（例えば、クラウン、間接コア）、歯科用ポスト等に対して適用する場合＞、＜窩洞、支台歯に対して適用する場合＞」、
及び「SA ルーティング Multi」添付文書記載の「金属、ジルコニア／アルミナ等の金属酸化物系セラミックス、無機物フィラーを含むレジン系材料、シリカ系ガラスセラミックス、歯科用陶材で作製したクラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着」を示します。

● カタナ® アベンシア® ブロック2 管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号：302AFBZX00019000 ● カタナ® アベンシア® P ブロック 管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号：229AFBZX00091000● カタナ® アベンシア® N 管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号：301AFBZX00015000 ● SA ルーティング® Multi 管理医療機器 歯科接着用レジンセメント 医療機器認証番号：230ABBZX00096000● カタナ® クリーナー 管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料（歯科金属用接着材料、歯面処理材） 医療機器認証番号：301ABBZX00015000● クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER 管理医療機器 歯科用象牙質接着材（歯科セラミックス用接着材料）（歯科金属用接着材料）（歯科用知覚過敏抑制材料）（歯科用シーリング・コーティング材） 医療機器認証番号：228ABBZX00065000●クリアフィル® セラミック プライマー プラス 管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料（歯科金属用接着材料） 医療機器認証番号：226ABBZX00105000● 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。 ● 仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。 ● ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

お問い合わせ平日 10：00 〜17：00〒100 - 0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー［ 製造販売元 ］クラレノリタケデンタル株式会社〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2 - 28

クラレノリタケデンタル
公式アプリのダウンロード

クラレノリタケデンタル
LINE 公式アカウント

推奨 OS バージョン iOS 13.7 以上 /Android 9.0 以上

友だち追加はこちらから［ 販売 ］株式会社モリタ〒564 - 8650 大阪府吹田市垂水町 3 - 33 -18
お客様相談センター：0800 -222 - 8020
〈医療従事者様向窓口〉

最新情報配信中！

「カタナ」
は株式会社ノリタケカンパニーリミテドの登録商標です。
「クリアフィル」「SA ルーティング」「アベンシア」
は株式会社クラレの登録商標です。
T821- 01 04/2022