LT45A

デジタル指示調節計
LT45Aは、表示精度±0.1％、制御周期0.1秒、48×96mmのデジタル指示調節計です。
3種類のオートチューニング機能とオーバーシュート抑制機能を搭載し、安定性に優れた制御を実現しています。また、内部演算機能の搭載と豊富な入出力オプションの組み合せにより多彩な利用シーンに対応できます。
専用のローダーソフトにより設定操作やデータ集録を容易にします。

■特長●各種の入／出力信号（オプション）を用意
カレントトランス入力２点、イベント出力3点（最大）、伝送信号出力、リモート信号入力、外部信号入力4点、通信インターフェ
イス（RS-485）●海外規格に対応
ＣＥ、UKCAマーキング適合、UL／cUL認証●ローダソフトを用意
ローダソフト(別売)により、パラメータなどの各種設定やデータ集録が容易に実現できます。

●コンパクト設計
本体ケースの奥行きが65mmと短く、設備や制御盤の省スペース化が可能。
●豊富な入力種類
熱電対、測温抵抗体、直流電圧／電流の中から自由に設定可能なフルマルチレンジ入力です。
●優れた制御性
制御方式は、二位置制御、PID制御から選択できます。オーバーシュート抑制機能と高機能PIDを搭載しています。
●3種類のオートチューニング
制御対象に合わせて通常、即応、安定から選択ができます。

■各部の名称と機能①②③⑤⑦⑧④⑥⑨⑩①第1表示部：PV値（現在の温度など）や設定項目を表示します。
②第2表示部：SP値（設定温度など）
や各設定項目の設定値を表示します。
③ステータス表示灯
RSP：RSP（リモートSP入力）のとき点灯します（消灯時はローカルSP入力）。
MAN：MANUAL（手動）のとき点灯します。
EV1〜EV3：イベントリレー出力がONしているとき点灯します。
O1〜O2：制御出力がONしているとき点灯します。
④多機能表示灯：点灯条件と点灯状態を組みにして、優先度のついた3組を設定できます。
⑤［FUNC］
キー：1s以上押し続けると、あらかじめ設定してある操作ができます。
出荷時設定は無効です。
⑥［DSP］
キー：運転画面で表示内容を切り替えます。パラメータ設定画面から運転画面に戻します。
⑦＜、∨、∧キー：数値の増減、桁送りに使用します。
⑧［MODE］
キー：表示の切り替えをします。
⑨［ENT］
キー：設定の変更開始と変更中の数値の確定を行います。
⑩ローダコネクタ：USBローダケーブルを使用してパソコンと接続します。

1PC-131-4

LT45A■形式■仕LT45A□□□□□□□□□

3

イベント出力3点、伝送信号出力（電圧出力）※3、※5

4

イベント出力2点（独立接点）※3

5

イベント出力2点（独立接点）、伝送出力信号（電流出力）※36イベント出力2点（独立接点）、伝送出力信号（電圧出力）

入 力 種 類：フルマルチレンジ入力
熱電対、測温抵抗体、直流電圧／電流
測 定 レ ン ジ：測定レンジ表を参照
精 度 定 格：±0.1%FS±1digit
熱電対の負の領域は±0.2%FS±1digit（周囲温度23±2℃にて）※詳細は「精度定格の詳細規程」
を参照（周囲温度23±2℃にて）基準接点補償精度：±0.5℃±1.0℃（周囲温度15〜35℃にて）±1.5℃（周囲温度0〜15、35〜50℃にて）
および計器外での補償（0℃のみ）
選択可能
基準接点補償方法：計器内にて補償、
サンプリング周期：100ms（AL01）
バ ーン ア ウト：熱電対入力：オーバーレンジ＋アラーム表示
測温抵抗体入力：抵抗体断線：オーバーレンジ＋アラーム表示（AL01）
A線断線：オーバーレンジ＋アラーム表示（AL01）
B線断線：オーバーレンジ＋アラーム表示（AL01、AL03）
b線断線：オーバーレンジ＋アラーム表示（AL01、AL03）
2または3線断線：オーバーレンジ＋アラーム表示（AL01、AL03）
A、
B線短絡：アンダーレンジ＋アラーム表示（AL02）
A、b線短絡：アンダーレンジ＋アラーム表示（AL02）
直流電圧入力：mV オーバーレンジ＋アラーム表示（AL01）
V アンダーレンジ＋アラーム表示（AL02）
ただし0〜10Vレンジは検出不可
直流電流入力：アンダーレンジ＋アラーム表示（AL02）
ただし0〜20mAレンジは検出不可
入力バイアス電流：熱電対入力：0.2μA
測温抵抗体入力：約1mA
直流電圧入力：0〜1Vレンジ以下…1μA以下
0〜5V、
1〜5Vレンジ…3.5μA以下
0〜10Vレンジ…7μA以下
配線抵抗の影響：熱電対入力：0.2μV／Ω以下
測温抵抗体入力：0.05％FS／Ω以下
直流電圧入力：0〜1Vレンジ…1μV／Ω以下
0〜5V、
1 - 5Vレンジ…3.5μV／Ω以下
0〜10Vレンジ…7μV／Ω以下（熱電対、測温抵抗体、直流電圧）
許 容 入 力：−0.5〜＋12V
30mA以下または４V以下（直流電流）※許容入力値以上の電圧または電流が入力されると破損することがあります。
入力インピーダンス：直流電圧 1MΩ以上
直流電流 100Ω以下

0なし●フィードバック入力（オンオフサーボ出力形）

※1、※2

1

カレントトランス入力2点、外部信号入力4点

許 容 抵 抗 値：100〜2500Ω
断 線 検 出：AL07表示※1、※22カレントトランス入力2点、外部信号入力4点、通信RS-485●表示／設定仕様※1、※2

3カレントトランス入力2点、外部信号入力2点、リモート信号入力※1、※2

4カレントトランス入力2点、外部信号入力2点、リモート信号入力、通信RS-485

測定追加
オプション オプション 端子入力 制御出力 1 2 形状 電源 処理

LT45A

仕 様
前面サイズ48mm×96mm

0フルマルチレンジ入力
制御出力1※3制御出力2

1 0オンオフパルス出力形 なし

2 0オンオフサーボ出力形 なし

5 0SSR駆動パルス出力形 なし

5 3SSR駆動パルス出力形 電流出力形

5 5SSR駆動パルス出力形 SSR駆動パルス出力形

5 6SSR駆動パルス出力形 電圧出力形

3 0電流出力形なし

3 3電流出力形

電流出力形

3 6電流出力形

電圧出力形

6 0電圧出力形

なし

6 6電圧出力形

電圧出力形※51イベント出力3点

2イベント出力3点、伝送信号出力（電流出力）0

表 示 方 式：デジタル4桁 7セグメントLED表示
第1表示：12.2mm 第2表示：9.6mm
ステータス9個 LED表示（緑色）
表 示 内 容：第1表示LED
PV値、パラメータ設定項目表示
第2表示LED（橙色）
SP表示、
OUT表示、パラメータ設定内容表示
多機能表示灯（緑色）
制御出力状態、アラーム、
RUN／READYなどの状態表示
ステータス表示LED
EV1、
EV2、
EV3
：赤色LED点灯
O1、
O2（制御出力）、RSP（リモートSP入力）、
MAN（MANUAL）：緑色LED点灯
SP、
OUT：橙色LED点灯
（現在）
値、SP
（設定）
値、制御出力値、ヒータ電流値、
タイム
表 示 選 択：PV
イベント残時間、SP番号、ステップ番号、
モータフィードバック値
キ ー ロ ッ ク：次の3方式から選択可能
・全てキーロック・運転表示のSP／EV／UFとパラメータ設定のモード／
SP／イベントだけ操作可能
・運転表示のSP／EV／UFだけ操作可能
パ ス ワ ー ド：パスワード設定によるデータ保護

端子台タイプA100〜240V AC

D24V AC／DC

00 なし
Y0 トレーサビリティ証明対応※4T0 防湿処理品※4K0 硫化対策品※1：カレントトランスは別売りです。
※2：制御出力がオンオフサーボ出力形の場合は、カレントトランス入力は付きません。
※3：24V AC／DC電源では選択できません。
※4：海外規格（CE、UKCA、UL／cUL）は非適合になります。
※5：イベント出力は標準搭載になります。出力点数は3点（COM共通）、2点（独立接点）のいずれかを形式指定してください。

PC-131-4様●測定入力仕様●制御出力仕様

電流出力形、SSR駆動パルス出力形、出 力 形 式：オンオフパルス出力形、電圧出力形、オンオフサーボ出力形
オンオフパルス出力形：出力信号 1c接点
接点定格 抵抗負荷 250VAC／30VDC 3A(NO側）
抵抗負荷 250VAC／30VDC 1A(NC側）
最小負荷 5V 100mA
寿命
NO側5万回以上、NC側10万回以上
最小開閉時間 250ms
パルス周期 5〜120秒（設定により変更可能）
電 流 出 力 形：出力信号 0〜20mAまたは4〜20mADC
許容負荷抵抗 600Ω以下
出力精度 ±0.1%FS（周囲温度23℃±2℃にて）
ただし、0〜1mAは±1.0%FS
出力分解能 1／10000

2SSR駆動パルス出力形 ：開放時電圧 19VDC±15%
内部抵抗 82Ω±0.5%許容電流 24mADC以下
OFF時漏れ電流 100μA以下
パルス周期 1〜120秒
最小OFF時間／ON時間 パルス周期10s未満のとき 1ms
パルス周期10s以上のとき 250ms
電 圧 出 力 形 ：出力形式 0〜5V、1〜5V DC または 0〜10V DC（設定により変更可能）
許容負荷抵抗 最小1000Ω以上
出力精度 ±0.1％ FS（周囲温度23℃±2℃にて）
ただし、0〜0.05Vは±1％FS
出力分解能 1／10000
オンオフサーボ出力形 ：接点形式 1c 2回路（a接点側のみ）
接点定格 250V AC、8A（抵抗負荷）
250V AC、2A（cosφ＝0.4）
24V DC、2.5A（L/R＝0.7ms）
寿命 12万回以上（定格時の抵抗負荷にて）10万回以上（定格時の誘導負荷にて）最小開閉仕様 24V DC、40mA■オプション●イベント

出 力 点 数 ：最大3点（EV1〜3）
3点出力 コモン共通
2点出力 各独立接点
内部イベント設定数 ：最大8設定
イベント 種 類 ：絶対値、偏差、偏差（最終SP基準)、設定値、出力値、ヒータ断線／過電流、ヒータ短絡、ループ診断1〜3、アラーム
（状態）
、
READY
（状態）
、
MANUAL
（状態）
、
AT
実行中
（状態）
、
SP勾配中
（状態）
、
制御正動作
（状態）
、
モータ開度推定中、タイマ（状態）、
フィードバック
出 力 形 式 ：リレー出力 1a接点
出 力 定 格 ：抵抗負荷
250V AC／30V DC 2A
最小負荷
5V 10mA（参考値）
寿命 ：10万回以上●伝送信号出力●電流出力
出 力 形 式 ：0〜20mA DC または 4〜20mA DC 電流出力
（設定により変更可能）
許容負荷抵抗 ：600Ω以下
出 力 精 度 ：±0.1%FS（周囲温度23±2℃にて）
ただし0〜1mAは、±1%FS
出 力 分 解 能 ：1／10000●電圧出力
出 力 形 式 ：0〜5V DC、
1〜5V DC または 0〜10V DC（設定により変更可能）
許容負荷抵抗 ：1000Ω以上
出 力 精 度 ：±0.1%FS（周囲温度23±2℃にて）
ただし0〜0.05Vは、±1%FS
出 力 分 解 能 ：1／10000
●リモー
トSP入力
入 力 種 類 ：リニア0〜20mA、4〜20mAまたはリニア 0〜5V、1〜5V、0〜10V（設定により変更可能）
ス ケ ーリング ：−1999〜＋9999で可能 少数点位置設定可能
サンプリング周期 ：100ms
精 度 定 格 ：±0.1%FS±1digit（周囲温度23±2℃にて）●電圧入力仕様
入力インピーダンス ：1MΩ以上
入力バイアス電流 ：0〜5V、1〜5Vレンジ…3μA以下（＋端子へ吸い込み）
0〜10Vレンジ … 5μA以下（＋端子へ吸い込み）●電流入力仕様
入力インピーダンス ：100Ω以下
入力断線時動作 ：アンダーレンジ＋AL06（ただし0〜20mAレンジは断線検出不可）
許容入力電流 ：30mA以下
許容入力電圧 ：4V以下（これ以上の電圧が印加されると入力回路が破壊する場合があります。
）

●調節仕様

設 定 点 数 ：設定（SP値） 最大8点
S P リミッ タ ：測定レンジ下限〜測定レンジ上限
パ ル ス 周 期 ：オンオフパルス出力形
5〜120秒
ＳＳＲ駆動パルス形
0.1、0.25、0.5、1〜120秒
ＰＩ
Ｄ ：PID 8種Ｐ（比例帯） 0.1〜999.9 %FS（I=0で積分動作なし）
I（積分時間）0〜9999秒または999.9秒
D（微分時間）0〜9999秒または999.9秒（D=0で微分動作なし）
出力リミッタ出 力 関 係 ：出力プリセット、制御動作切替 ：正動作 または 逆動作
RUN／READY切替 ：キー操作または外部信号入力（READY時出力：設定可能）●ローダ通信通 信 速 度 ：19,200bps固定
使 用ケーブル ：USBローダケーブル 2m●一般仕様

定格電源電圧 ：AC電源モデル 100〜240V AC 50／60Hz
DC電源モデル 24V AC 50／60Hz
24V DC
消 費 電 力 ：AC電源モデル 12VA以下
DC電源モデル 12VA以下（24V AC）、8W以下（24V DC）
メモリバックアップ ：半導体不揮発性メモリ
絶 縁 抵 抗 ：電源端子−2次端子間 500VDC 10MΩ以上
耐電圧 ：AC電源モデル 電源端子−2次端子間 1500V AC 1minDC電源モデル 電源端子−2次端子間 500V AC 1min
電源投入時突入電流 ：20A以下
停電不感時間 ：AC電源モデル 20ms以下
DC電源モデル
停電なきこと前面･ケース材質 ：前面 ポリカーボネート
ケース 変性PPE色：前面 ダークグレー
ケース ライトグレー
取付 ：パネル取付（専用取付具による）
質量 ：約250g（専用取付具を含む)
端 子 ネ ジ ：M3.0●外部信号入力

入 力 点 数 ：4点（DI1〜4）
機
能 ：設定値切換、PID組切換、
RUN／READY切替、AUTO／MANUAL切換、
リモート／ローカル切換、
AT停止／開始、制御動作正／逆切換、
SP勾配許可／禁止、
PV値ホールド、
PV最大値ホールド、
PV最小値ホールド、
タイマ停止／開始、
全DOラッチ解除、アドバンス、
ステップホールド
入 力 形 式 ：無電圧接点またはオープンコレクタ
最小ホールド時間 ：200ms以上
許容ＯＮ接点抵抗 ：250Ω以下
許容ＯＦＦ接点抵抗 ：100kΩ以上
許容ＯＮ残留電圧 ：1.0V以下
開放時端子電圧 ：5.5VDC±1V
ＯＮ時端子電流 ：約7.5mA（短絡時）
約5.0mA（接点抵抗250Ω時）●安全およびEMC規格

安

全 ：EN61010-1（CE、UKCA）
UL61010-1
（UL）
（cUL）
CAN／CSA-C22.2 No.61010-1
過電圧カテゴリ：CAT.Ⅱ汚染度 2
E M C 規 格 ：EN61326-1（CE、UKCA）
環 境 規 制 ：RoHS（CE、UKCA）
環境規制規格：EN IEC63000適合●通信インターフェイス

通 信 種 類 ：RS-485
通信プロトコル ：MODBUS（RTU）、MODBUS（ASCII）
通 信 速 度 ：4800、9600、19200、38400bps
通 信 距 離 ：500m以下
接 続 台 数 ：31台以下
終 端 抵 抗 ：接続禁止●基準条件

周 囲 温 度 ：23±2℃
周 囲 湿 度 ：60±5%rh（結露なきこと）
電 源 電 圧 ：AC電源モデル 105VAC±1% 50／60Hz±1Hz
DC電源モデル 24VAC±1% 50／60Hz±1Hz
24VDC±5%
振動 ：0m／s2
衝撃 ：0m／s2（基準面）±3度
取 付 角 度：●カレントトランス入力

入 力 点 数 ：2点
検 出 機 能 ：ヒータ断線／過電流または操作端短絡を検出
入 力 対 象 ：カレントトランス巻数 100〜4000ターン（100ターン単位で対応）
別売品 LTA-P207（800ターン、穴径5.8mm）
LTA-P208（800ターン、穴径12mm）※UL認定品ではありません。
計 測 電 流 ：0.4〜50.0A（800ターン、電力線貫通回数1にて）
表 示 範 囲 ：0.0〜70.0A（800ターン、電力線貫通回数1にて）
表 示 精 度 ：±5%FS
表 示 分 解 能 ：0.1A
監 視 出 力 ：制御出力1〜2、イベント出力1〜3から選択●動作条件（密着取付時0〜40℃）
周 囲 温 度 ：0〜50℃（結露なきこと）
周 囲 湿 度 ：10〜90%rh
50／60Hz±2Hz
電 源 電 圧 ：AC電源モデル 85〜264VAC
DC電源モデル 21.6〜26.4VAC 50／60Hz±2Hz
21.6〜26.4VDC
2
振動 ：0〜2m／s（10〜60Hz、X、Y、Z各方向2h）2
衝
撃 ：0〜10m／s
取 付 角 度：
（基準面）
±10度

●輸送条件

周 囲 温 度 ：−20〜+70℃
周 囲 湿 度 ：10〜95%rh（結露なきこと）

3

PC-131-4

LT45A■アクセサリ（別売）■標準付属品
式品

取付具

LTA-P307

ハードカバー

LTA-P301

取扱説明書
（設置編）

L4A-11-□

ソフトカバー

LTA-P303

端子カバー

LTA-P305

カレントトランス

LTA-P207（穴径5.8mm）、LTA-P208（穴径12mm）

取付具

LTA-P307

受信抵抗250Ω

EZ-RX250

品

名形■アプリケーションソフトウェア
（別売）
品

名形式

ローダソフト（ローダケーブル付）

LTA-S001

ローダソフトLTA-S002

ローダケーブル

LTA-S003

名形式■測定レンジ表／精度定格の詳細規定
入力種類

C01設定値

K

J
E
熱電対

T
R
S
B
N
PlatinelⅡ
WRe5-26

測温抵抗体

直流電圧／直流電流

NiMo
PR40-20DIN U
DIN L
CR-AuFe
WRe0-26
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100Pt100
JPt100
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100
Pt100
JPt1000〜10mV−10〜10mV
0〜100mV
0〜1V
1〜5V
0〜5V
0〜10V
0〜20mA
4〜20mA

12
3
4
56
78
9
101112
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2223
24
25
26
27
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
81
82
83
84
86
87
88
89
90

測定レンジ
−200 〜
0 〜
0.0 〜
0.0 〜
0.0 〜
−200.0 〜−200.0 〜
0 〜
0.0 〜
0.0 〜
−200.0 〜
0.0 〜
0.0 〜
−200.0 〜
0 〜
0 〜
0 〜
0 〜
0 〜
0 〜
0 〜
0 〜
0 〜
−200.0 〜−100.0 〜
0.0 〜
0 〜−200.0 〜−200.0 〜−200.0 〜−200.0 〜−100.0 〜−100.0 〜−100.0 〜−100.0 〜−100.0 〜−100.0 〜−50.0 〜
−50.0 〜
−50.0 〜
−50.0 〜
−60.0 〜
−60.0 〜
−40.0 〜
−40.0 〜
−10.00 〜−10.00 〜
0.0 〜
0.0 〜
0.0 〜
0.0 〜
0.0 〜
0.0 〜
0.0 〜
0.0 〜

±0.1%FS±1digit、負の領域は±0.2%FS±1digit

100℃以下：±0.2%FS、
100〜1600℃：±0.15%FS
260℃以下：±4.0%FS、260〜800℃：±0.4%FS、800〜1800℃：±0.2%FS±0.1%FS±1digit、負の領域は±0.2%FS±1digit
0〜300℃：±2.5%FS、300〜800℃：±1.5%FS、800〜1900℃：±0.5%FS±0.1%FS±1digit、負の領域は±0.2%FS±1digit±1.5K
100℃以下：規定なし、100〜230℃：±0.2%FS、230〜2300℃：±0.1%FS±0.1%FS±1digit±0.15%FS±1digit±0.1%FS±1digit±0.15%FS±1digit−1999〜＋9999の範囲でスケーリング（小数点位置可変）※B熱電対の指示値下限は、20℃です。
●適応規格 ・熱電対
K,J,E,T,R,S,B,N : JIS C 1602-1995
Engelhard Industries資料（ITS90）
PlatinelⅡ :WRe5-26 :ASTEM E988-96（Reapproved 2002）
NiMo :ASTEM E1751-00

PC-131-4

測定精度

1200℃
1200℃
800.0℃
600.0℃
400.0℃
400.0℃
200.0℃
1200℃
800.0℃
600.0℃
400.0℃
800.0℃
600.0℃
400.0℃
1600℃
1600℃
1800℃
1300℃
1300℃
1400℃
2300℃
1300℃
1900℃
400.0℃
800.0℃
360.0 K
2300℃
500.0℃
500.0℃
200.0℃
200.0℃
300.0℃
300.0℃
200.0℃
200.0℃
150.0℃
150.0℃
200.0℃
200.0℃
100.0℃
100.0℃
40.0℃
40.0℃
60.0℃
60.0℃
60.00℃
60.00℃
100.0℃
100.0℃
200.0℃
200.0℃
300.0℃
300.0℃
500.0℃500.0℃±0.1%FS±1digit

PR40-20 :Johnson Matthey 資料
DIN U,DIN L :DIN43710-1985
CR-AuFe :林電工 資料
WRe0-26 :ASTEM E1751

4・測温抵抗体
Pt100 :
JPt100 :JIS C 1604-1997
JIS C 1604-1989

■端子接続図

電制御出力

源100-240V AC

オンオフパルス

24V AC／DC（無極性）

オンオフサーボ

100-240Vイベン
AC ト出力
SSR駆動パルス／電流／電圧
リレー
SSR駆動パルス／電流／電圧
電流／電圧／SSR駆動パルス
リレー
独立接点

伝送信号出力電流または電圧入力

DICT入力
外部信号入力測定入力

FB入力

RSP／DI
RSP入力

熱電対

外部信号入力
測温抵抗体

通信
通信インターフェイス
RS-485電流
電圧5PC-131-4■外形寸法565
取付具（付属品）

105

96

端子ねじM343.891.8487.2●パネルカット●個別取り付け+0.5（48×N-4）
044+0.5030以上

92+0.50Nは取付台数

92+0.5030以上●密着取り付け単位：ｍｍ

URL : https://www.chino.co.jp/〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-803-3956-2111

PC-131-4

営業所：

仙 台
水 戸
宇都宮
高 崎
大 宮

千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡

富 山
名古屋
大 津
大 阪
岡 山

6広 島
福 岡
北九州

安全に関するご注意※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2023年12月現在のものです。

発行 2023.12

PDF
初版 2014.8