防災科学技術研究所研究資料

第 265 号

2005 年 3 月

新庄における気象観測(1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期)
小杉健二 *・佐藤威 *・阿部

修 *・望月重人 *・根本征樹 *・佐藤篤司 *Meteorological Data Observed at Shinjo(1996/97 Winter to 2003/04 Winter)
Kenji KOSUGI, Takeshi SATO, Osamu ABE, Shigeto MOCHIZUKI, Masaki NEMOTO, and Atsushi SATO

Snow and Ice Research Group,
National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, Japan

Abstract
Meteorological observations were carried out at the Shinjo Branch, Nagaoka Institute of Snow and Ice Studies,
NIED in the eight winter seasons from 1996/97 to 2003/04. The observation site (140 °18 ′43 ″E , 38 °47 ′25 ″N,
127m a. s. l.) is located in a basin 50km from the Sea of Japan. This report contains daily data of the following
meteorological elements: wind speed, wind direction, air temperature, humidity, soil temperature, global solar radiationand long wave radiation, and precipitation. Monthly statistical values are also summarized.
Key words : Meteorological condition, Wind speed, Wind direction, Air temperature, Global solar radiation, Precipitation,
Shinjo1．はじめに
長岡雪氷防災研究所新庄支所において，1996 年 12 月から 2004 年 4 月までに行われた冬期気象観測結果を報告する．掲載する気象要素は，風速，風向，気温，湿度，
地温，全天日射量，放射量および降水量である．
当支所における気象観測は，1974 年 11 月以来降積雪観測および積雪断面観測とともに行っているもので，本資料とあわせると， 2003/04 年冬期までの気象，降積雪及び積雪断面の観測データがすべて刊行されたことになる．なお， 1996/97 〜 2003/04 年の降積雪と積雪断面の観測データは阿部ほか（2005）により報告される．これらの一覧を表 1 に示す．
当支所は本観測期間中の 2001 年に新庄雪氷防災研究支所から長岡雪氷防災研究所新庄支所へ改称された．本資料中の表には支所の名称を記しているものがあるが，観測当時の名称を用いている．

2．観測期間および場所
観測期間は，1996 年 12 月から 2004 年 4 月までの 8 冬* 独立行政法人

防災科学技術研究所期である．
観測場所は，山形県新庄市十日町高壇 1400 番地にある
防災科学技術研究所長岡雪氷防災研究所新庄支所構内である．当支所の地理的位置は，東経 140 °18 ′43 ″，北緯 38 °47 ′25 ″（世界測地系）であり，標高は 127m である（図 1）．図 2 に当支所構内における気象観測露場の位置を示す．気象観測のうち，地温測定のみは第 1 気象観測露場で，その他の測定は全て第 2 気象観測露場で行われた．気象観測露場の広さは，第 1 が 12m × 20m，第2 が 15m × 20m である．第 1，2 気象観測露場の計測器の配置をそれぞれ図 3，4 に示す．

3．観測方法
観測方法は，基本的には佐藤ほか（1997）と同様である．
測定項目，位置及びセンサー形式は表 2 の通りである．
ここで，気温及び露点温度のセンサーのみは，昇降装置に取り付けられており，感部が地面または雪面上約 1.5mに保つように調節した．その他のセンサーの高さは固定である．データの記録方法は阿部ほか（1997）に記されて

雪氷防災研究部門− 1 −防災科学技術研究所研究資料

第 265 号

2005 年 3 月

表1

収録冬期と印刷物一覧．表中の右肩の数字は参考文献の番号を示す．

Table 1

List of publications, periods and data observed at the Shinjo Branch.

図1

観測点の位置

図2

第 1 及び第 2 気象観測露場

Fig. 1

Location of observation site.

Fig. 2

Two meteorological fields.

図3

第 1 気象観測露場（12m × 20m）の計測器配置図

Fig. 3

Horizontal distribution of sensors in the No.1
meteorological field (12m × 20m).

− 2 −

図4

第 2 気象観測露場（15m × 20m）の計測器配置図

Fig. 4

Horizontal distribution of sensors in the No.2
meteorological field (15m × 20m).

新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか
表2

測定項目，測定位置及びセンサー形式

表3

図 5 で使用する記号と気象要素

Table 2

Parameters, positions and sensor types of the meteorological observations.

Table 3

List of symbols used in Fig. 5.

いる．ただし，気象データ処理装置は 1997/98 年冬期に更新した（このためこの冬期は欠測が多い）．データの読取間隔と記録間隔はそれぞれ 1 分と 1 時間で，記録は連続紙とハードディスクに並行してなされる．データの日
界は日本標準時の 00 時である．
測定項目とその統計値の要点を付録 1 に記す．

4．観測結果毎日のデータを月毎にまとめたものを付表 1.1 〜 1.44に示す．一冬毎の気象変化を，データを図化し，図 5.1 〜
5.8 に示す．表 3 は，図 5.1 〜 5.8 で使用する，気象要素の記号の説明である．表 4.1 〜 4.8 は，データの月毎の統計値を表す．

5．終わりに
1996/97 〜 2003/04 年 8 冬期の気象観測の結果をここに収録した．今後インターネット上でも公開する予定である．
謝辞
気象観測装置の保守点検は，主に冬期臨時職員の鈴木
克彦，鈴木豊寿両氏によるものです．また，休日の作業は委託先である双葉建設コンサルタントの小野正光氏らによるものです．本資料の作成は遅沢弘子さん，高橋弥生さん及び荒川育恵さんに手伝って頂きました．気象観測を継続するにあたっては，当支所の歴代支所長ならびに研究職員のご理解とご協力を頂きました．
以上を記して感謝致します．
参考文献
1）阿部 修・中村秀臣・東浦將夫・沼野夏生・中村
勉（1985）：新庄支所における 10 冬期間の気象・降
積雪観測 その 1 気象資料編．防災科学技術研究資料，
No.105，121pp．
2）阿部 修・中村秀臣・東浦將夫・沼野夏生・中村
勉（1985）：新庄支所における 10 冬期間の気象・降

積雪観測 その 2 降積雪編．防災科学技術研究資料，

No.106，76pp．
3）阿部 修・中村秀臣・沼野夏生・東浦將夫・佐藤篤
司・中村 勉（1988）：新庄の平地における積雪断面観測結果（1980/81 年〜 1987/88 年 8 冬期）．防災科
学技術研究資料，No.131，138pp．
4）阿部 修・佐藤 威・小杉健二・佐藤篤司（1997）：
新庄における 1995/96 年冬期の気象積雪観測．防災
科学技術研究所研究資料，No.179，39pp．
5）阿部 修・佐藤 威・小杉健二・望月重人・根本征樹・佐藤篤司（2005）：新庄における降積雪観測および積雪断面観測（1996/97 〜 2003/04 年 8 冬期）．防災科学技術研究所研究資料，No.266，167pp．
6）阿部 修・佐藤 威・佐藤篤司・小杉健二（1996）：
新庄の平地における積雪断面観測結果（1988/89 年〜
1994/95 年 7 冬期）．防災科学技術研究所研究資料，
No.171，140pp．
7）阿部 修・佐藤 威・佐藤篤司・中村秀臣・東浦將
夫・沼野夏生・小杉健二・中村 勉（1996）：新庄雪
氷防災研究支所における降積雪観測（ 1984/85 年〜
1994/95 年 11 冬期）．防災科学技術研究所研究資料，
No.175，74pp．
8）東浦將夫・阿部 修（1975）：新庄の平地積雪断面観測（昭和 48 年〜 49 年冬期）．国立防災科学技術セン
ター研究速報，No.13，37-54．
9）東浦将夫・阿部 修・中村 勉・中村秀臣（1978）：
新庄の平地における積雪断面観測（昭和 49 年〜 50
年冬期）．防災科学技術研究資料，No.33，26pp．
10）東浦将夫・阿部 修・沼野夏生（1982）：新庄の平地における積雪断面観測（1975 年〜 1980 年 5 冬期間）．
防災科学技術研究資料，No.70，103pp．
11）佐藤 威・阿部 修（1997）：新庄雪氷防災研究支所における気象観測（1984/85 年〜 1994/95 年 11 冬期）．
防災科学技術研究資料，No.180，167pp．
（原稿受理： 2005 年 3 月 29 日）− 3 −防災科学技術研究所研究資料

要第 265 号

2005 年 3 月

旨1996 年 12 月から 2004 年 4 月までの 8 冬期間，防災科学技術研究所長岡雪氷防災研究所新庄支所（山形県新庄市
十日町高壇 1400 番地）で行った気象観測の結果を報告した．収録項目は，毎日の風速，風向，気温，湿度，地温，
全天日射量，放射量および降水量である．また，これらの気象要素の月毎の統計値もまとめた．
キーワード：気象，風速，風向，気温，全天日射量，降水量，新庄− 4 −防災科学技術研究所研究資料

第 265 号度が大きいもの② 気温：日平均・日最高・日最低気温毎の月平均・月最高・月最低値③ 相対湿度：日平均・日最高・日最低相対湿度毎の月平均・月最高・月最低値

付録 1 測定項目とその統計値の要点（付表 1.1 〜 1.44
参照）
(1) 日別値
欠測の場合は”X”とした．
① 風速・風向
平均風速： 1 分毎に得られる 10 分平均風速の日
平均値
最大瞬間風速とそれに対する風向： 1 分毎に得られる最大風速のうち日最大の値と，その起時における 10 分平均風向
最多風向とその頻度： 1 分毎に得られる 10 分平均風向の日積算頻度の最大となる風向とその頻度
なお，着雪氷のため 1 日中風向・風速計が停止している場合は欠測扱いとしたが，一部の時間帯のみ停止している場合は欠測扱いとしなかった．
観測期間中の 1997 年 3 月に第 2 気象観測露場の冬期季節風主風向の風上側に雪氷防災実験棟が建設された．その前後において第 2 気象観
測露場の高度 10.2 m に設置されている風速計への影響調査を行ったところ，雪氷防災実験棟の
上記風速計への影響はほとんど無視できることが確認された．
② 気温
平均気温： 1 分毎に得られる 5 分移動平均値の
日平均値
最高・最低気温： 1 分毎に得られる 5 分移動平
均値の日最高・日最低値③ 相対湿度：②と同様の定義④ 日射量↓，放射量↓：下向き日射量と下向き放射量でいずれも当該日の積算値
冠雪を防ぐためブロアーを取り付けているが，それでも降雪の強い時は手作業で除去したこともあった．このような日も測定値をそのまま掲載した．
なお，放射量については，測定方法に起因する誤差の補正を行ってある（付録 2 参照）．
⑤ 降水量（転倒升式，溢水式）：それぞれの雨量計で測定した当該日の積算値④ 平均地温：日平均地温の月平均・月最高・月最低値⑤ 日射量↓，放射量↓：日積算値の月積算・月平均・月最大・月最小値⑥ 降水量（転倒升式，溢水式）：⑤と同様の定義
付録 2

放射量の測定誤差とその補正方法について
気象月報に掲載した放射量↓は英弘精器（株）製の赤外放射計（MS201 型または MS202 型）で測定したものである．この放射計の受感部に入射する放射量を Lin，受感部が射出する放射量を L out とすると，受感部が正味受け取る放射量 Lnet はLnet = Lin - Lout

(A1)であるから（付図 1），

Lin = Lnet + Lout

(A2)となる．Lnet は基準点との間の伝導熱とバランスし，受感部と基準点との間の温度差を熱電堆で測定して得られる
起電力 Vac から求めることができる（付図 2）．また，Lout
4
は受感部の温度 T に相当する黒体放射量σ T （σはステファン・ボルツマン定数）であり， T は付図 2 のサーミ
スタによって測定することができる．従って(A2)式は

Lin = Vac/S + σ T4(A3)となる．ただし，S は感度定数である．
4
一方，現在の測定方法は簡易的なもので，σ T に相当
する電圧 V bc を付図 2 の補償回路で作り， AB 間の電圧
Vab を測定してL'in = Vab/S(A4)より放射量を求めている．ここで(A4)式はL'in = Vac/S + Vbc/S(A5)となり，(A5)式と(A3)式よりL'in = Lin - σ T4 + Vbc/S(2)

月統計値（平均，最大，最小，最多）
付表 1.1 〜 1.44 の最下欄のデータ数は統計値を求める
時のデータ数で，欠測があればその月の日数より少なくなる．
① 風速・風向
風速：日平均風速の月平均・月最大・月最小値
最大瞬間風速とその風向：月平均・月最大
値は，それぞれ日最大瞬間風速の月平均・月最大値．また，これに対応する風向は日最大瞬間風速の起日における風向．
最多風向：日毎の最多風向のうち，もっとも頻2005 年 3 月

(A6)

付図 1

受感部における放射の出入り

Fig. A1

Incoming and outgoing radiation at the sensor of thepyrradiometer.

− 6 −新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか

付図 2

放射計の回路構成

付図 3

放射量の測定誤差δ L と受感部温度 T の関係

Fig. A2

Electric circuit of the pyrradiometer.

Fig. A3

Relation between the error in long wave radiation
measurement, δ L, and the temperature of thesensor, T.

が得られる．(A6)式において
4σ T = Vbc/S(A7)

ならば L'in = Lin となり，(A4)式による簡易的な測定方法
でも放射量は正しく測定される．
通常の保守点検時には，T ≒ 20 ℃において(A7)式が成り立つように補償回路の r の調整を行っている．たとえば T=20 ℃のときのサーミスタの抵抗値 RT は 12.26 kΩであるから，(A7)式より Vbc,20=1.43 mV（S=3.42 mV/（kW/2m ）として）とならなければならない．補償回路ではr
Vbc = 3 ×────────
R + 10000 + 50

(A8)

ただし

1
R

1
RT

1
35700

─ = ── + ────

(A9)であるから，T = 20 ℃のときは r = 9.15 Ωと調整される．
T が 20 ℃より離れるにつれて Vbc/S はσ T4 からずれる
ようになる．このことによる放射量の測定誤差δ L を以下で検討する．
4

δ L = L'in - Lin = Vbc/S - σ T(A10)と定義すると，任意の温度 T の場合，サーミスタの抵抗
値 R T は既知であるので (A9) 式より R が求まり，さらに(A8)式において r = 9.15 Ωとして Vbc が求まり，(A10)式
より放射量の測定誤差が得られる．付図 3 はこのようにして求めた放射量の測定誤差δ L と受感部温度 T の関係
で，図の上に示した式は回帰式である．
この関係を利用して(A4)式で求めた放射量を補正して気象月報（付表 1.1 〜 1.44）に掲載した．ただし，1996/
1997 年冬期に対しては，T として日平均気温を用いて日積算放射量を補正した．また， 1998/1999 年冬期以降に対しては， T として時平均気温を用いて時積算放射量を補正した後に日積算放射量を求めた．

− 7 −防災科学技術研究所研究資料

図 5.1

第 265 号

2005 年 3 月

気象変化図

Fig. 5.1 Variations of meteorological data.

図 5.2

気象変化図

Fig. 5.2 Variations of meteorological data.
− 8 −新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか

図 5.3
気象変化図
Fig. 5.3 Variations of meteorological data.

図 5.4

気象変化図

Fig. 5.4 Variations of meteorological data.
− 9 −防災科学技術研究所研究資料

図 5.5

第 265 号

2005 年 3 月

気象変化図

Fig. 5.5 Variations of meteorological data.

図 5.6

気象変化図

Fig. 5.6 Variations of meteorological data.
− 10 −

新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか

図 5.7

気象変化図

Fig. 5.7 Variations of meteorological data.

図 5.8

気象変化図

Fig. 5.8 Variations of meteorological data.
− 11 −

防災科学技術研究所研究資料

第 265 号

2005 年 3 月

表 4.1

月毎の気象統計値．（* 印は欠測があり，欠測を除いて求めた統計値を示す．詳細は付表 1 を参照）
Table 4.1 Monthly meteorological data. The asterisks show that a part of the daily data of the month is missing
and that the statistical value is calculated with acquired data. See Table A1.

表 4.2

月毎の気象統計値．（* 印は欠測があり，欠測を除いて求めた統計値を示す．詳細は付表 1 を参照）

Table 4.2 Monthly meteorological data. The asterisks show that a part of the daily data of the month is missing
and that the statistical value is calculated with acquired data. See Table A1.

− 12 −

新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか
表 4.3

月毎の気象統計値．（* 印は欠測があり，欠測を除いて求めた統計値を示す．詳細は付表 1 を参照）

Table 4.3 Monthly meteorological data. The asterisks show that a part of the daily data of the month is missing
and that the statistical value is calculated with acquired data. See Table A1.

表 4.4

月毎の気象統計値．（* 印は欠測があり，欠測を除いて求めた統計値を示す．詳細は付表 1 を参照）

Table 4.4 Monthly meteorological data. The asterisks show that a part of the daily data of the month is missing
and that the statistical value is calculated with acquired data. See Table A1.

− 13 −

防災科学技術研究所研究資料
表 4.5

第 265 号

2005 年 3 月

月毎の気象統計値．（* 印は欠測があり，欠測を除いて求めた統計値を示す．詳細は付表 1 を参照）

Table 4.5 Monthly meteorological data. The asterisks show that a part of the daily data of the month is missing
and that the statistical value is calculated with acquired data. See Table A1.

表 4.6

月毎の気象統計値．（* 印は欠測があり，欠測を除いて求めた統計値を示す．詳細は付表 1 を参照）

Table 4.6 Monthly meteorological data. The asterisks show that a part of the daily data of the month is missing
and that the statistical value is calculated with acquired data. See Table A1.

− 14 −

新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか
表 4.7

月毎の気象統計値．（* 印は欠測があり，欠測を除いて求めた統計値を示す．詳細は付表 1 を参照）

Table 4.7 Monthly meteorological data. The asterisks show that a part of the daily data of the month is missing
and that the statistical value is calculated with acquired data. See Table A1.

表 4.8

月毎の気象統計値．（* 印は欠測があり，欠測を除いて求めた統計値を示す．詳細は付表 1 を参照）

Table 4.8 Monthly meteorological data. The asterisks show that a part of the daily data of the month is missing
and that the statistical value is calculated with acquired data. See Table A1.

− 15 −

気象月報

Monthly report of meteorological data.

付表 1.1

Table A1.1

防災科学技術研究所研究資料
第 265 号

− 16 −

2005 年 3 月

気象月報

Monthly report of meteorological data.

付表 1.2

Table A1.2

新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか− 17 −

気象月報

Monthly report of meteorological data.

付表 1.3

Table A1.3

防災科学技術研究所研究資料
第 265 号

− 18 −

2005 年 3 月

気象月報

Monthly report of meteorological data.

付表 1.4

Table A1.4

新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか− 19 −

気象月報

Monthly report of meteorological data.

付表 1.5

Table A1.5

防災科学技術研究所研究資料
第 265 号

− 20 −

2005 年 3 月

気象月報

Monthly report of meteorological data.

付表 1.6

Table A1.6

新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか− 21 −

気象月報

Monthly report of meteorological data.

付表 1.7

Table A1.7

防災科学技術研究所研究資料
第 265 号

− 22 −

2005 年 3 月

気象月報

Monthly report of meteorological data.

付表 1.8

Table A1.8

新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか− 23 −

気象月報

Monthly report of meteorological data.

付表 1.9

Table A1.9

防災科学技術研究所研究資料
第 265 号

− 24 −

2005 年 3 月

気象月報

Table A1.10 Monthly report of meteorological data.

付表 1.10新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか− 25 −

気象月報

Table A1.11 Monthly report of meteorological data.

付表 1.11

防災科学技術研究所研究資料
第 265 号

− 26 −

2005 年 3 月

気象月報

Table A1.12 Monthly report of meteorological data.

付表 1.12新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか− 27 −

気象月報

Table A1.13 Monthly report of meteorological data.

付表 1.13

防災科学技術研究所研究資料
第 265 号

− 28 −

2005 年 3 月

気象月報

Table A1.14 Monthly report of meteorological data.

付表 1.14新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか− 29 −

気象月報

Table A1.15 Monthly report of meteorological data.

付表 1.15

防災科学技術研究所研究資料
第 265 号

− 30 −

2005 年 3 月

気象月報

Table A1.16 Monthly report of meteorological data.

付表 1.16

新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか− 31 −

気象月報

Table A1.17 Monthly report of meteorological data.

付表 1.17

防災科学技術研究所研究資料
第 265 号

− 32 −

2005 年 3 月

気象月報

Table A1.18 Monthly report of meteorological data.

付表 1.18

新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか− 33 −

気象月報

Table A1.19 Monthly report of meteorological data.

付表 1.19

防災科学技術研究所研究資料
第 265 号

− 34 −

2005 年 3 月

気象月報

Table A1.20 Monthly report of meteorological data.

付表 1.20

新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか− 35 −

気象月報

Table A1.21 Monthly report of meteorological data.

付表 1.21

防災科学技術研究所研究資料
第 265 号

− 36 −

2005 年 3 月

気象月報

Table A1.22 Monthly report of meteorological data.

付表 1.22

新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか− 37 −

気象月報

Table A1.23 Monthly report of meteorological data.

付表 1.23

防災科学技術研究所研究資料
第 265 号

− 38 −

2005 年 3 月

気象月報

Table A1.24 Monthly report of meteorological data.

付表 1.24

新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか− 39 −

気象月報

Table A1.25 Monthly report of meteorological data.

付表 1.25

防災科学技術研究所研究資料
第 265 号

− 40 −

2005 年 3 月

気象月報

Table A1.26 Monthly report of meteorological data.

付表 1.26

新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか− 41 −

気象月報

Table A1.27 Monthly report of meteorological data.

付表 1.27

防災科学技術研究所研究資料
第 265 号

− 42 −

2005 年 3 月

気象月報

Table A1.28 Monthly report of meteorological data.

付表 1.28

新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか− 43 −

気象月報

Table A1.29 Monthly report of meteorological data.

付表 1.29

防災科学技術研究所研究資料
第 265 号

− 44 −

2005 年 3 月

気象月報

Table A1.30 Monthly report of meteorological data.

付表 1.30

新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか− 45 −

気象月報

Table A1.31 Monthly report of meteorological data.

付表 1.31

防災科学技術研究所研究資料
第 265 号

− 46 −

2005 年 3 月

気象月報

Table A1.32 Monthly report of meteorological data.

付表 1.32

新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか− 47 −

気象月報

Table A1.33 Monthly report of meteorological data.

付表 1.33

防災科学技術研究所研究資料
第 265 号

− 48 −

2005 年 3 月

気象月報

Table A1.34 Monthly report of meteorological data.

付表 1.34

新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか− 49 −

気象月報

Table A1.35 Monthly report of meteorological data.

付表 1.35

防災科学技術研究所研究資料
第 265 号

− 50 −

2005 年 3 月

気象月報

Table A1.36 Monthly report of meteorological data.

付表 1.36

新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか− 51 −

気象月報

Table A1.37 Monthly report of meteorological data.

付表 1.37

防災科学技術研究所研究資料
第 265 号

− 52 −

2005 年 3 月

気象月報

Table A1.38 Monthly report of meteorological data.

付表 1.38

新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか− 53 −

気象月報

Table A1.39 Monthly report of meteorological data.

付表 1.39

防災科学技術研究所研究資料
第 265 号

− 54 −

2005 年 3 月

気象月報

Table A1.40 Monthly report of meteorological data.

付表 1.40

新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか− 55 −

気象月報

Table A1.41 Monthly report of meteorological data.

付表 1.41

防災科学技術研究所研究資料
第 265 号

− 56 −

2005 年 3 月

気象月報

Table A1.42 Monthly report of meteorological data.

付表 1.42

新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか− 57 −

気象月報

Table A1.43 Monthly report of meteorological data.

付表 1.43

防災科学技術研究所研究資料
第 265 号

− 58 −

2005 年 3 月

気象月報

Table A1.44 Monthly report of meteorological data.

付表 1.44

新庄における気象観測（1996/97 年〜 2003/04 年 8 冬期）−小杉ほか− 59 −