SCIENCE OF SENSING
測 定器 の ケツトです。

土木／建築関連測定器
および周辺機器

現場で活躍する、ケツトの測定器。

土木／建築関連測定器カタログ・INDEX
木材・製材品の水分
木材水分計

P.7〜

タイル・モルタル剥離
建築物診断機器

P.20〜

ウレタン防水層の厚さ
膜厚計：LH-410

水分計........................................................................... 2
コンクリート水分計・木材水分計................................... 2電気抵抗式水分計の測定原理............................................. 3高周波容量式水分計の測定原理......................................... 3
生コンクリート水分計HI-300/300J............................... 4
生コン・砂水分計HI-330/330J........................................ 4
コンクリート・モルタル水分計HI-520-2.......................... 5
コンクリート・モルタル水分計HI-800............................... 5
道路橋床版水分計HI-100................................................... 6
木材水分計MT-730............................................................. 7
木材水分計MT-900............................................................. 7
木材水分計HM-540............................................................ 8P.35

汎用水分計................................................................... 10
公定法（加熱乾燥法）...........................................................12
赤外線水分計の測定原理...................................................12
反射型近赤外水分計の測定原理.......................................12■ 汎用水分計一覧...............................................................13
赤外線水分計FD - 660.......................................................14
赤外線水分計FD -720.......................................................14
赤外線水分計FD - 800.......................................................15

近赤外水分計KB - 230.......................................................15
近赤外水分計KB - 30..........................................................16

近赤外水分計KJT-130......................................................16
近赤外成分計KJT-700.....................................................17

木材チップ水分計MT-200.................................................. 8
バイオマス燃料水分計HI-700............................................ 9
たたみ水分計HX- 300......................................................... 9

物性測定機器............................................................. 18
建築物診断機器...........................................................18
ツーウェイハンマー TZ-200............................................ 20
コンクリートひび割れゲージTZ-1000「 CMゲージ」........... 20
建研式コンクリート・チェッカー TN-110........................ 21

生コン・砂の水分
コンクリート水分計 P. 4〜

コンクリートの水分

汎用水分計

コンクリート水分計 P.4〜

P.14〜

コンクリートのひび割れ
建築物診断機器

P.20〜

橋脚等の塗装膜厚
膜厚計

P.30〜

道路橋床版の水分
道路橋床版水分計

P.6

膜厚計........................................................................ 22

デュアルタイプ膜厚計デュアルスコープMP0R-USB... 38

電磁膜厚計の測定原理...................................................... 23

非接触膜厚測定器 コートマスター FLEX....................... 39

渦電流膜厚計の測定原理.................................................. 23
膜厚計の種類別／測定被膜と素地の組み合わせ例....... 23

デュアルタイプ膜厚計デュアルスコープMP0R-FP...... 38
未乾燥塗膜厚測定ゲージ「ウェットゲージ」.................... 39■ 膜厚計一覧...................................................................... 24■ 付属・オプション標準板一覧......................................... 28■ プローブ一覧.................................................................. 28■ 膜厚計 適合規格一覧.................................................... 28
膜厚計 L-500.................................................................... 30
プローブ EP-100.............................................................. 31
プローブ HP-100.............................................................. 31
プローブ EP-110............................................................... 32
プローブ HP-110............................................................... 32
プローブ EP-120............................................................... 33
デュアルタイプ膜厚計 LZ-990｢エスカル｣.................... 33
電磁膜厚計 LE-373......................................................... 34
渦電流膜厚計 LH-373..................................................... 34
デュアルタイプ膜厚計 LZ-373 ..................................... 35
ウレタン防水層膜厚計LH-410........................................ 35
マルチ測定システム フィッシャースコープ MMS PC2......... 36
デュアルタイプ膜厚計デュアルスコープ DMP40......... 36
電磁膜厚計デルタスコープ DMP30.............................. 37
渦電流膜厚計イソスコープ DMP30............................... 37

各種オプション......................................................... 40
生コンふるい器TZ-610「ウェットスクリーナー」.......... 42
コントローラー KJT-CNT2............................................. 42
脱臭風防ケースFW-100................................................... 43
膜厚計測定スタンドLW-990........................................... 43
プリンタVZ-380............................................................... 44
プリンタVZ-390............................................................... 44
プリンタVZ-800............................................................... 45
データ管理ソフトウェア「データロガー HDL-01/-02 」........ 46
データ管理ソフトウェア「データロガー KDL-01」........ 46
データ管理ソフトウェア「データロガー FDL-02 」........ 47
データ管理ソフトウェア「データロガー LDL-01/02/03 」... 47
膜厚計データ管理ソフトウェア McWAVEシリーズ...... 48
膜厚計データ管理ソフトウェア Multi PROP................ 48
各製品ページのQRコードから、公式HP内の最新情報をご確認いただけます。

1

水分計

コンクリート水分計・木材水分計

生コン・砂水分計 HI-330
2水分計の種類と用途
コンクリート水分計、木材水分計などの水分計は、建材の品質管理だけでなく、施工後の水分変化などを監視するために使用されています。品質管理室はもちろん現場で使用することが多く、「現場で使える測定器」を常に意識して開発しています。
測定は正確・迅速・簡便である事が必要であるため、電気式水分計が多く使用されています。この電気式水分計には、電気抵抗式や高周波容量式といった原理が用いられており、使用目的
や測定対象の形状に合わせて、専用に開発設計されています。
測定の目的に一致した適切な水分計を使用してください。

電気抵抗式水分計の測定原理
1 試料の「電気抵抗値 」と「温度 」を測る電極

Ω

水分が多いと電気が流れやすい性質を利用します。

試料ごとに換算式が異なります。この換算式を「検量線 」と呼びます。

コンクリ用
換算式
広葉樹用
換算式
針葉樹用
換算式

15.0 %※ 針状センサを差し込む などして、接触する部分の水分を測定。
※ 木 材 の 場 合、繊 維
飽 和 点 以下 の 範 囲
で精度がよい。

2 全ての要素を換算し水分値を表示する

高周波容量式水分計の測定原理
1 試料の
「誘電率
（高周波容量）」と「温度 」を測る

電極

電極

pF

水分が多いと誘電率が増加する
性質を利用します。

試料ごとに換算式が異なります。この換算式を
木材チップ用「検量線 」と呼びます。

換算式
モルタル用
換算式
広葉樹用
換算式

15.0 %※ 測定物を傷つけずに測定。
※ 一定の 深 さ付近 の水分を測定。
※ 高水分範囲でも精度が良い。

2 全ての要素を換算し水分値を表示する

3

コンクリート水分計
生コンクリート水分計

生コン・砂水分計● 生コンの水分と単位水量の測定● 生コンの水分と細骨材の表面水率の測定● 測定データの記憶や配合データの登録が可能● ユーザー目盛の登録可能● 電池とACアダプタ両方使える2電源方式● 測定データなどはプリンタ出力可能

HI-300は、現場でウエットスクリーニングした生コン（モルタル）
を試料容器に入れ、測定キーを押すだけで、簡単に水分と単位水量の測定ができ、プリンタで管理資料の出力も可能な生コン水分計です。

HI-330は、現場でウエットスクリーニングした生コン（モルタル）を試料容器に入れ、測定キーを押すだけで、簡単に水分と単位水量の測定ができ、プリンタで管理資料の出力も可能な生コン水分計です。また、生コンに加え、細骨材の表面水率も測定可能です。

HI-300/300J

HI-330/330J●仕様

HI-330/HI-330J

測 定 方 式 高周波容量式●仕様

HI-300/HI-300J

測 定 方 式 高周波容量式
測 定 対 象 モルタル（生コンをウェットスクリーニングしたもの）

関連オプション
生コンふるい器TZ-610⇒P.42
プリンタ
VZ-390⇒P.44

4測 定 範 囲 モルタル：20 ～ 40％（体積水分率）、生コン：
120 ～ 240Kg/m³(単位水量)

測 定 対 象 モルタル（生コンをウェットスクリーニングしたもの）、細骨材
測 定 範 囲 モルタル：20 ～ 40％（体 積 水分率）・細骨材
15％以下(表面水率)、生コン：120 ～ 240Kg/
m³(単位水量)測 定 精 度 HI-300・HI-300J（ 標 準 偏 差 ） 単位水量:生コン乾燥法に対しσ=3.5kg/m³

測 定 精 度 HI-330・HI-330J（ 標 準 偏 差 ） 単位水量:生コン乾燥法に対しσ=3.5kg/m³
細 骨 材(表 面 水 率):基 準 法 に 対 し σ=0.45%(ユーザ目盛を使用）

表 示 方 法 デジタル（ LCD、表示最小桁0.1％）

表 示 方 法 デジタル（ LCD、表示最小桁0.1％）

外 部 出 力 RS-232Cインターフェース

外 部 出 力 RS-232Cインターフェース

電

電

源 AC100V（ ACアダ プタ6V使 用 ）ま た は 電 池
1.5V（単2）×6

源 AC100V（ ACアダ プタ6V使 用 ）ま た は 電 池
1.5V（単2）×6付 加 機 能 単位水量推定、水セメント比推定、ユーザ目盛登録、配合（調合）データ登録、平均値、データメモリ
256点、オートパワーオフ30分等器種によって異なる。

付 加 機 能 単位水量推定、水セメント比推定、ユーザ目盛登録、配合（調合）データ登録、平均値、データメモリ
256点、オートパワーオフ30分等器種によって異なる。

寸 法・ 質 量 300
（ W）
×264
（ D）
×197
（ H）mm、2.5kg

寸 法・ 質 量 300（ W）×264（ D）×197（ H）mm、2.5kg

付

付

属

品 試料ケース、交換用コネクタ、ダミー、ACアダプ
タ、取扱説明書、キャリングケース等器種によっ
て異なる。

属

品 試料ケース、交換用コネクタ、ダミー、ACアダプ
タ、取扱説明書、キャリングケース等器種によって異なる。

オ プ シ ョ ン 生コンふるい器「 TZ-610」
プリンタ「 VZ-390」

オ プ シ ョ ン 生コンふるい器「 TZ-610」
プリンタ「 VZ-390」※300JはJR東日本「土木工事標準仕様書 」正式採用器です。

※330JはJR東日本「土木工事標準仕様書 」
正式採用器です。

コンクリート水分計
コンクリート・モルタル水分計

コンクリート・モルタル水分計● 小型・軽量のハンディタイプ● 希望の深さの水分測定が可能● バックライト付き液晶画面で暗所にも● 上下限のアラーム設定、オートパワーオフ機能搭載

HI-520-2● ユーザー目盛作成機能搭載

HI-800● 水分値と高周波容量の表示が可能● 小型のハンディタイプで持ち運び可能

本体とセンサ部を一体化したハンディタイプの高周波式水分計です。対象物にセンサ部を軽く押し当てるだけで水分値、もしくは水分量に対応した高周波容量値を表示します。
また、USB端子から測定データをPCへ転送
し、オプションのデータロガーソフトに取り込

コンクリート面からモルタルやタイルが脱落する事故防止のため、剥離部にエポキシ樹
脂等を注入する施工が近年注目されています。注入部のコンクリート面やモルタルの含水率が高いと、期待する接着強度が得られません。そこでこの部位の水分測定の目的むことができます。コンクリート建材製造業、防水工事業、塗装業などの建設・土木業界での水分管理用機器として広くご利用いただ
けます。

のために、本器は、建設省建築研究所「官民
連帯共同研究・外装材の補修・改修技術の開発 」に基づいて開発されました。

●仕様

ＨI-520-2

測 定 方 式 高周波容量式（ 20MHz）
測 定 対 象 コンクリート、モルタル、ALC、人工軽量骨材コンクリート、石膏ボード、
ケイ酸カルシウム板
測 定 範 囲 コンクリート：0 ～ 12％、モルタル：0 ～ 15％、ALC：0 ～ 100％、人工軽量骨材コンクリート：
0 ～ 23％、石膏ボード：0 ～ 50％、ケイ酸カル
シウム板0〜15%、Dモード：0〜1999（高周波容量値）、Sモード：0〜1100（高周波容量値）●仕様

HI-800測 定 方 式 電気抵抗式
測 定 対 象 コンクリート・モルタル
測 定 範 囲 コンクリート1 ～ 10％、モルタル1 ～ 15％
測 定 深 度 表 面 か ら 最 大50mm、 オ プ ション の 使 用 で150mmまで可関連オプション

表 示 方 法 デジタル（ LCD、表示最小桁0.1％、カウント数）

ソフトウェア
HDL-01

測 定 精 度 ±0.5％（コンクリート・モルタル）

温 度 補 正 自動補正・手動可

表 示 方 法 デジタル（ LCD、
表示最小桁0.1％）付 加 機 能 自動温度補正、上下限アラーム設定

電源・消費電力 電池9V
（ 006Pアルカリ）×1、350mW

電

寸 法・ 質 量 72（ W）×146（ D）×118（ H）mm、0.39kg

寸 法・ 質 量 75（ W）×145（ D）×31（ H）mm、0.5kg

付

付

属

品 キャリングケース、電池9V（ 006Pアルカリ）×
1、取扱説明書

オ プ シ ョ ン データ管理ソフト「データロガー HDL-01」

源 電池1.5V（単3アルカリ）×4
属

品 ブラシ型センサ（Φ7x76mm）、ディスタンス
ゲージ、取扱説明書

オ プ シ ョ ン 深部センサ（表面から150mmまで測定可能）⇒ P.465

コンクリート水分計
道路橋床版水分計

HI-100● 道路橋床版の表面処理後の水分測定が可能● 2種類の測定値表示が可能● NETIS登録製品

コンクリート床版の防水層施工は、コンク
リー表面の水分量が適切でないと、防水層に膨れや剥がれが生じ期待する効果が得られません。これを測定する専用器です。
コンクリート床版の表面仕上げ状態の多様性に対応するため、センサ部に導体ゴムを採用。コンクリート表面の凹凸面にセンサが密着しやすく、また測定結果は水分値
（％）とカ
ウント値
（電気抵抗換算値）を表示できます。
●仕様

ＨI-100測 定 方 式 電気抵抗式

関連オプション
プリンタ
VZ-390測 定 対 象 コンクリート床版
検量

線 コンクリート床版表面、カウント（電気抵抗換算値）

測 定 範 囲 0〜6％（コンクリート床版）、40〜990（カウント）
測 定 精 度 標準誤差0.5％以下
表 示 方 法 デジタル（ LCD）
分

解

能 0.1％

使 用 温 度 範 囲 0〜40℃⇒P.44
ソフトウェア
KDL-01付 加 機 能 水分値補正、平均値表示、上限アラーム設定、
オートパワーオフ、
データ保存
電 源・消 費 電 力 電池1.5V（単3アルカリ）
×6、約0.45W
寸 法・ 質 量 110
（ W）
×210
（ D）×50（ H）mm、0.5kg
付

属品 ゴムセンサ、レンチ、導体ゴム×2、ショルダース
トラップ、電池1.5V（単3アルカリ）×6、
キャリングケース、
技術資料、取扱説明書

オ プ シ ョ ン プリンタ「 VZ-390」、データ管理ソフト「データロガー KDL-01」⇒ P.466※ 本器は（一社）日本建設機械施工協会施工技術総合研究所にて実証実験を行いました。

木材水分計
木材水分計

木材水分計

● 16種の木材を換算することなく測定● MT-730の上位機種● 平均値表示、自動温度補正、上限値アラーム搭載● 広範囲の水分値をカバー● 水分値の補正が可能●「広葉樹 「」針葉樹 」
専用の検量線搭載●「広葉樹 「」針葉樹 」専用の検量線搭載● パソコンへのデータ取り込み可能

本器は電気抵抗式の木材水分計です。
本体に16種類の樹種に対応した目盛りが搭載されていますので、センサーを木材に突き刺せばすぐに水分が測定できます。
平均値、上限値アラームなどの機能も付加しているので現場でも使いやすい一台です。

本器は従来器MT-730の上位器種で「広葉樹」「針葉樹 」専用の検量線を新規に装備し、低水分から高水分まで広範な測定範囲をカバーすることができます。
また、従来の樹種別16種検量線も呼び出すことも可能です。さらに、プリンタ出力端子

MT-730MT-900も装備しましたのでオプションのプリンタに接続し、測定データを残すこともできます。
●仕様

MT-900測 定 方 式 電気抵抗式
測 定 対 象 単板・木材全般
検●仕様

MT-730量

線 広葉樹・針葉樹用（標準法：ISO3130）
、樹種別
用16種類

測 定 対 象 単板・木材全般

測 定 範 囲 6 ～ 80％（広葉樹）、7 ～ 80％（針葉樹）
4 ～ 40％（樹種番号1 ～ 16は、樹種により異なる）

測 定 範 囲 5 ～ 40％（樹種により異なる）、附属の「樹種番
号表 」
を参照

測 定 精 度 20%未 満±0.5％、20%以 上±2.0 ％（ 対基準抵抗の精度）測 定 精 度 20%未 満±0.5％、20%以 上±2.0 ％（ 対基準抵抗の精度）表 示 方 法 デジタル（ LCD、表示最小桁0.1％）

表 示 方 法 デジタル（ LCD、
表示最小桁0.1％）付 加 機 能 自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ（約5分で自動OFF）、上限値アラーム設定（ 10～ 79％またはOFF）、水分値補正（－9.9 ～＋9.9％）

測 定 方 式 電気抵抗式

使 用 温 度 範 囲 0 ～ 40℃
付 加 機 能 自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ（約5分で自動OFF）、上限値アラーム設定（ 10～ 39％またはOFF）、水分値補正（－9.9 ～＋9.9％）
電

源 電池1.5V（単3アルカリ）×6

消 費 電 力 約0.54W
寸 法・ 質 量 110
（ W）
×210
（ D）×50（ H）mm、0.5kg
付

属

品 4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、電池1.5V（単3アルカリ）×6、キャリングケー
ス、ショルダーストラップ、樹種番号表（和文・英文）×各1、取扱説明書

関連オプション
プリンタ
VZ-390使 用 温 度 範 囲 0 ～ 40℃

電

源 電池1.5V（単3アルカリ）×6

消 費 電 力 約0.45W⇒P.44
ソフトウェア
KDL-01寸 法・ 質 量 110（ W）×210（ D）×50（ H）mm、0.5kg
付

属

品 4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、電池1.5V（単3アルカリ）×6、キャリングケー
ス、ショルダーストラップ、樹種番号表（和文・英文）×各1、取扱説明書

オ プ シ ョ ン プリンタ「 VZ-390」、データ管理ソフト「データロガー KDL-01」⇒ P.467

木材水分計
木材水分計

木材チップ水分計

HM-540MT-200● 多種類の木材・合板の水分計● 木材チップの山に棒状センサを挿入し測定● 測定物に当てるだけで測定可能●「切削チップ」「 破砕チップ」専用検量線搭載●（公財）日本住宅・木材技術センター認定機種● ユーザー検量線作成可能● 上限アラーム、水分値補正機能搭載

木材表面を傷つけることなく、筐体を軽く押し当てるだけで水分を測定できます。
広く普及している従来器HM-520の機能に加え、水分値補正機能・データ保存機能・統計
機能・オートホールド機能が追加されました。
画面サイズが大きくなり、バックライトが搭載

木材チップの山の中に棒状センサーを挿入するだけで水分を測定できます。
手軽な操作ですが、あらかじめ登録されている新開発の木材チップ専用検量線を用いて計算するため、信頼性の高い水分値を得
られます。

され、
操作性と視認性が向上しています。

●仕様

MT-200測 定 方 式 電気抵抗式
測 定 対 象 切削チップ、粉砕チップ
測 定 範 囲 15〜55%(wetbase）
測 定 精 度 切 削 チップ：標 準 誤 差5.0%、 繰 り 返し 精 度
2.0%
破 砕 チップ：標 準 誤 差3.0%、 繰 り 返し 精 度
2.0%
●仕様

関連オプション
ソフトウェア
HDL-02

HM-540使 用 温 度 範 囲 0 ～ 40℃

測 定 対 象 木材全般

付 加 機 能 上限アラーム（ 15〜55%またはオフ）、水分値
補正（±9.9%）、オートパワーオフ、
平均値表示、連続測定モード、検量線メモリ（ 13種）

測 定 範 囲 2 ～ 150％（ただし、樹種により異なる）
測 定 精 度 標準誤差0.5％以下（当社標準試料スギ・ヒノキ
20％以下）、乾燥法：JIS Z 2101：2009
表 示 方 法 128×64ドットマトリクスLCD
電

源 電池9V（ 006Pアルカリ）×1

寸 法・ 質 量 72（ W）×146（ D）
×118（ H）mm、0.3kg
付⇒ P.468

表 示 方 法 デジタル（ LCD、表示最小桁0.1％）

測 定 方 式 高周波容量式（ 20MHz）属品 電池9V（ 006Pアルカリ）、比重表、キャリング
ケース、取扱説明書

オ プ シ ョ ン データ管理ソフト「データロガー HDL-02」

電

源 電池1.5V（単3アルカリ）×6

消 費 電 力 約0.54W
寸 法・ 質 量 本体：110（ W）×210（ D）×50（ H）mm、0.5kg
棒状センサー：176（ W）×705（ D）×45（ H）
mm（ケーブルを除く）、1.3kg
付

属品 棒状センサ、電池1.5V（単3アルカリ）×6、ショルダーストラップ、取扱説明書

その他専用水分計
バイオマス燃料水分計

たたみ水分計● 木質バイオマス発電用燃料の水分測定● 畳表、畳床の水分管理ができます。

HI-700

HX-300● 試料を入れるだけの非破壊測定● 自動温度補正機能搭載

試料を器械本体に注ぎ入れて数秒で水分を測定できます。
バイオマス発電用の燃料は、PKSをはじめ
木質ペレットやおがくずなどさまざまな由来のものがあり、対応した検量線を選択することで測定します。

HX-300は畳表あるいは畳床に針状のセンサを挿入するだけで水分（％）を表示します。
畳にダニが発生するのは、畳床の水分状態と気温によるところが大きいとされています。
また、畳床の水分過剰は、カビや腐敗の原因にもなります。近年、畳床の材料は、稲わら

燃料の水分は発熱量・着火性・燃焼性に直接関係し、ボイラーの発電効率に大きく影響するため重要な管理項目です。

床をはじめ多種類の建材床が使われるようになりました。本器は、特にJIS規格、およびJAS規格によって水分管理の必要性が求められる畳表、稲わら床、タタミボード（木質
ボード建材床）の水分測定ができます。

●仕様

HI-700測 定 原 理 高周波容量式（ 50MHz）
測 定 対 象 バイオ マ ス 燃 料：P KSD（ Dura種 ）、P KSD（ Tenera種）、PKS、木質ペレット、もみ殻、おがくず（鋸）、おがくず（チェーンソー）
測 定 範 囲 3 ～ 60％（試料により異なる）
試 料 容 量 240mL
使 用 温 度 範 囲 0 ～ 40℃
精度 乾 燥 法 に 対 する 標 準 誤 差 で0.5 ％ 以下（水 分20%未満の全試料）

補 正 機 能 質量：内蔵質量計による、
温度：サーミスタによる
そ の 他 の 機 能 平均、
オートパワーオフ
表示 デジタル（ LCD）

電

源 電池1.5V（単３マンガン）４本

消 費 電 力 240mW
寸 法・ 質 量 125(W)×205(D)×215(H)mm・1.3kg
付

属品 ホッパー、試料カップ、ブラシ、電池1.5V
（単3マ
ンガン）
×4、
取扱説明書

●仕様

HX-300測 定 方 式 電気抵抗式
測 定 対 象 畳表：8〜20％
およ び 稲わら床：7〜25％
測 定 範 囲 タタミボード（木質ボードによる建材床）：7〜35％
測 定 精 度 標準誤差：畳表 0.8％、稲わら床 1.3％、タタミ
ボード 1.3％
表 示 方 法 デジタル（ LCD・表示最小桁 0.1％）
使 用 温 度 範 囲 0〜40℃
付 加 機 能 自動温度補正、平均値表示、上限アラーム設定（ 10〜35％およびOFF）、オートパワーオフ（約5分で自動OFF）、水分値補正（−9.9〜9.9％）
電

源 電池1.5V（単3アルカリ）×6

寸 法・ 質 量 110（ W）×210（ D）×50（ H）mm、0.5kg
付

属

品 畳 用2針 セン サ、予 備 針×4、セン サ 針スぺー
サー、レンチ、ショルダーストラップ、電池1.5V（単3アルカリ）×6、キャリングケース、取扱説明書

9

水分計

汎用水分計

赤外線水分計 FD- 800
10汎用水分計の種類と用途「ある試料の水分を計測したいが、どのような器械で測定したら良いかわからない」といった場合、さまざまな試料の水分を測定できる
汎用型の水分計をお試しください。
例えば、加熱乾燥法の原理を用いた赤外線水分計。加熱乾燥法は、国家等に定められた公定法の多くを占めていますので、公定法に最も近い原理でありながら、公定法よりも短時間での測定が可能です。
あるいは、試料に近赤外線を照射し、水分吸収波長を観測し水分換算する近赤外水分計。試料に応じた換算式すなわち「検量線 」を作成する必要がありますが、それさえ登録できればほぼリアルタイム
での水分測定が可能です。

11

公定法
（加熱乾燥法）

測定時間の目安

1 試料の質量をはかる

2 試料を乾燥させる

3 質量を再びはかる

乾燥前試料

乾燥器

乾燥後試料

8.50g

10.00g

減量分を水分とみなし、水分率を算出します。
図の場合は、1.50gが水分と見なされるので、元の試料の水分率は15％（ウェットベース）です。

電子天秤

試 料ごとの乾 燥 条 件（温度・時間）は公定法に定められています。

公定法の一例
農産物検査法JAS（日本農林規格）

玄米・精米

糖類

減圧乾燥

削り節

常圧加熱乾燥 100℃・2g・5時間

常圧加熱乾燥 106.5±1.0℃・5g粉砕・
5時間

外国産小麦 常圧加熱乾燥 135.0±1.0℃・5g粉砕・2時間

食品衛生検査指針
いも類

常圧加熱乾燥 100℃・3〜5g・5時間

あめ玉類

常圧加熱乾燥 100℃・4〜5g・2時間

大豆

常圧加熱乾燥 130℃・5g・2時間

数時間

60℃・5g・恒量法*

植物性たん白 常圧加熱乾燥 105℃・3〜10g・4時間

JIS（日本工業規格）
土

常圧加熱乾燥 110℃・恒量法*

工業用乾燥剤 常圧加熱乾燥 150〜170℃・0.5〜1g・1時間
紙

常圧加熱乾燥 105℃・2〜50g・1〜2時間

鋳物砂

常圧加熱乾燥 105〜110℃・50g・恒量法**恒量法：特定の水分変化以下になるまで乾燥を継続

赤外線水分計の測定原理
1. 乾燥前の試料の質量をはかる

2.試料を乾燥させる
赤外線ヒーター3. 乾燥後の試料の質量を再びはかり
質量変化より水分率を表示する

ヒーターから放射する赤外線は、水分を蒸発させやすい波長を持っ
ています。

100℃
温度センサー

温度を監視しながらヒーターの出力を制御します。

数分

15.0 %

mg

表示部

電子天秤

減量分を水分とみなし、水分率を算出します。

反射型近赤外水分計の測定原理
1 近赤外線を試料に放射する

OUT:100
フィルター

2 反射した近赤外線の量を測る
光源

IN: 45
受光センサ

フィルターで、各成分が吸収されやすい波長の近赤外線を取り出します。

波長ごとに測定成分が多いと近赤外線が吸収されやすいという性質を利用します。
12

乾麺用 油脂用大豆用
換算式換算式換算式

玄米用
換算式

数秒

15.0 %
3 近赤外線の吸収率を
成分含有率に換算する

ただし検量線が必要■ 汎用水分計一覧

用途

水分測定

測定対象

食品・繊維・ニューセラミックス・紙・コンクリートなど

FD- 660

FD-720FD- 800

KB-230KJT-130KB-30

近赤外線反射方式

近赤外線反射方式

器種

測定方式

加熱乾燥・質量測定 加熱乾燥・質量測定 加熱乾燥・質量測定 近赤外底面投受光
方式
方式
方式
反射式

試料質量

1〜80g
（任意質量）

0.5〜120g（任意質量）

0.1〜120g（任意質量）

任意質量
ただしサンプルセルを含み最大2kgま
で

任意質量

任意質量

測定範囲

0〜100％（ウエットベース
・固形分）
0〜500％（ドライベース）

0〜100％（ウエットベース
・固形分）
0〜500％（ドライベース）

0〜100％（ウエットベース
・固形分）
0〜500％（ドライベース）

ー
測定対象／検量線により異なる

水分測定領域

水分測定領域

最小
表示桁
（目盛）

水分率 0.01％ /0.1％（切替）、
質量 0.005g

水分率 0.01％ /0.1％（切替）、
質量 0.001g

水分率 0.01％ /0.1％（切替）、
質量 0.001g

0.0001
（選択式）

0.1

0.01
（選択式）

寸法・質量

222(W)x360(D) 220(W)x415(D) 220(W)x415(D)x196(H)mm
x190(H)mmx220(H)mm
3.2Kg
5.4Kg
5.4Kg

415(W)x370(D)x226(H)mm
13㎏

92(W)×210(D)×172(H)mm
1.1kg

268(W)×306(D)×140(H)mm
7kg

特長

参照ページ

● インラインタイプ● 熱源：280Wx2 ● 熱源：200Wx2 ● 熱源：200Wx2 ● 光を 当て て 数 秒 ● ハンディタイプ
（最大）、
（最大）、
（最大）、
で結果を表示● 光を 当て て 数 秒 ● 光を当てて数 秒
赤外線オーガニッ
で結果を表示中 波 長 赤 外 線ク
中 波 長 赤 外 線ク ● 多 様 な サン プル
で結果を表示クカーボンヒータ
オーツヒータオーツヒータセルが使用でき、 ● 検 量 線 の 作成が ● 検量線の作成が● 測定モード：2種 ● 測定モード：5種 ● 2方 式 の 温 度 セ
必要
ポリ袋 越し の 測
必要（自動 停止・時間
予 測 測 定 モ ード
ンサ搭載
定も可能
● 本体 キ ー 操 作 で停止）
付き● 測定モード：5種 ● 検 量 線 の 作成が検量線作成可能● プリンタ・PC出力 ● プリンタ・PC出力1414予 測 測 定 モ ード
必要付き
● 本体 キ ー 操 作 で● プリンタ・PC出力
検量線作成可能

15

15

16

16

13

汎用水分計
赤外線水分計

赤外線水分計FD-660FD-720● 基本性能を重視したベーシックモデル。

● 乾燥効率の良い赤外線クオーツヒータを採用。

● 最小水分表示は0.01％、質量読取限度は5mg。

● 水分変化を検知し自動停止する自動測定モードを採用。

● オートテアー機構で天秤ドリフトに対応。

● メカトラブルの少ない一体型質量センサを採用。

● 2種の測定モード、オプショナルプリンタ対応。

● オプションでデータロガーソフトを用意。

コンパクトなボディに任意質量サンプリング
方式やオート・テアー機構など、上位器種と同等の機能を搭載した、実用性に優れた赤外線水分計です。さらに視認性の良い大きな表示画面とLED点灯する操作キー、加熱効率に優れ環境負荷も少ないオーガニックカー

乾燥部に大熱容量(200W×2)の中波長赤外線クオーツヒータを装備し、高精度0.01%と通常の0.1%を切り替えて水分表示することが可能です。さらに、「急速乾燥モード」など豊富
な測定モードを備え、測定試料の乾燥特性に適した乾燥条件での測定が可能です。

ボンヒータ、安定した測定のためPreHeat
モードなどの新機能を採用しています。

●仕様

FD-720測 定 方 式 加熱乾燥・質量測定方式
試 料 質 量 0.5〜120g/任意質量サンプリング方式
最 小 表 示 桁 水分率 0.01％ / 0.1％切り替え、
質量 0.001g●仕様	 FD-660
測 定 方 式 加熱乾燥・質量測定方式
試 料 質 量 1 ～ 80g / 任意質量サンプリング方式
最 小 表 示 桁 水分・固形分：0.1％または0.01％ (切替)、質量：0.005g

関連オプション

測 定 範 囲 0 ～ 100％（ウエットベース・固形分）
0〜500％（ドライベース）

脱臭風防ケース
FW-100（ 標 準 偏 差 ） 当社規定の測定条件および標準試料による再現性 試料質量5g以上 0.1％

測 定 モ ー ド 自動停止モード、
時間停止モード（ 1 ～ 120分）
温 度 設 定 範 囲 30 ～ 180℃（ 1℃間隔）
表 示 方 法 バックライト付 LCD（ 96x40mm）
外 部 出 力 RS-232Cインターフェース

⇒P.43
プリンタ
VZ-380

⇒P.44

14

熱

源 オーガニックカーボンヒータ（ 280W）x2

電 源・消 費 電 力 AC100-120V/AC220-240V（ 50/60Hz）・50W
寸 法・ 質 量 222（ W）×360（ D）×196（ H）mm・3.2kg
試料

皿 ステンレス製（直径110mm、深さ11mm）

付

属品 試料皿x2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、ス
プーン、予備ヒューズx2、アルミシート(10枚)、
電源コード、取扱説明書

オ プ シ ョ ン プリンタ「 VZ-380」、プリンタ用紙(10巻入)、アルミ
シート(500枚入)、試料粉砕器「 TQ-100」、脱臭風防ケース「 FW-100」、データ管理ソフトウェア「データロガー FDL-02」、RS-232Cケーブル(VZC-52)

測 定 範 囲 0〜100％（ウエットベース・固形分）
0〜500％（ドライベース）
再現性 試料質量5g以上 0.05％（含水率）（ 標 準 偏 差 ） 試料質量10g以上 0.02％（含水率）測 定 モ ー ド 自動停止モード、時間停止モード、急速乾燥モード、
緩速乾燥モード、ステップ乾燥モード（ 5ステップ）、
予測（比較）測定モード
温 度 設 定 範 囲 30 ～ 180℃（ 1℃間隔）
表 示 方 法 バックライト付LCD(137×43mm)
外 部 出 力 RS-232Cインターフェース
測 定 条 件 保 存 10種、データメモリ100データ
熱源 中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2 )電

源 AC100〜120/220〜240V（ 50/60Hz）

消 費 電 力 最大900W
寸 法・ 質 量 220（ W）×415（ D）×190（ H）mm、4.5kg
試料

皿 ステンレス製（直径130mm、深さ13㎜）

付属

品 試 料 皿×2、試 料 皿 ハ ンドラ×2、試 料 皿 受、風防、電源コード、スプーン・ヘラセット、予備
ヒューズ（ 8A）×2、アルミシート（ 10枚入）×2、3P-2P変換アダプタ、取扱説明書

オ プ シ ョ ン プリンタ「VZ-380」、プリンタ用紙（ 10巻入）、アルミシート（ 500枚入）、試料粉砕器「 TQ-100」、脱臭風防ケース「 FW-100」、データ管理ソフトウェア「データロガー FDL-02」、RS-232Cケーブル(VZC-52)

汎用水分計
赤外線水分計

近赤外水分計FD-800

KB-230● 高度なデュアル温度制御。

● 近赤外の反射光を用いた卓上型水分計● 測定時間が従来器*と比較し大幅に短縮。*当社比● 光を当てて数秒で結果を表示● オプションでデータロガーソフトを用意。

● 試料容器の自由度が高く、ポリ袋越しの測定も可能● 本体キー操作で検量線作成

高速高精度な水分測定を実現するため、温度センサーにサーミスタならびに放射温度計を搭載しました。乾燥部温度と試料温度、両方を制御することで、各試料特性に最適な加熱・乾燥条件で水分測定ができます。
●仕様

FD-800測 定 方 式 加熱乾燥・質量測定方式

非破壊、非接触、短時間水分測定が可能です。測定窓の上にガラスシャーレやポリ袋に入れた試料を置き、底面から近赤外線を照射
して水分を測定します。あらかじめ検量線の作成が必要ですが、PCを使わずとも器械本
体での検量線作成が可能で、50本までの登録が可能です。

試 料 質 量 0.1〜120g/任意質量サンプリング方式
最 小 表 示 桁 水分率 0.01％ / 0.1％切り替え、質量 0.001g
測 定 範 囲 0〜100％（ウエットベース・固形分）
0〜500％（ドライベース）
再 現 性 試料質量5g以上 0.05％（含水率）（ 標 準 偏 差 ） 試料質量10g以上 0.02％（含水率）測 定 モ ー ド 自動停止モード、時間停止モード、急速乾燥モード、
緩速乾燥モード、ステップ乾燥モード（ 5ステップ）、
予測（比較）測定モード
温 度 設 定 範 囲 サーミスタ使用時（ T1）：30 ～ 180℃（ 1℃間隔）
放射温度計使用時（ T2）：30 ～ 250℃（ 1℃間隔）
外 部 出 力 RS-232Cインターフェース●仕様

KB-230測 定 方 式 近赤外底面投受光反射式
分 光 方 式 フィルター分光方式
測 定 ス ポット 直径約25mm
検 量 線 数 50本
測 定 時 間 通常測定：7秒（設定により異なる）
連続測定：0.5 秒周期

測 定 条 件 保 存 100種、データメモリ100データ

ディス プ レ イ 有機ELディスプレイ

熱源 中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2 )入電

源 AC100〜120/220〜240V（ 50/60Hz）

光

消 費 電 力 最大900W

出

源 タングステンランプ

寸 法・ 質 量 220（ W）×415（ D）
×220（ H）mm、5.4kg
試料

皿 ステンレス製（直径130mm、深さ13㎜）

付属

品 試料皿×2、試料皿ハンドラ×2、試料皿受、風防、電源コード、
スプーン・ヘラセット、予備ヒューズ（ 8A）×2、アルミシート（ 10枚入）×2、グラス
ファイバーシート（ 10枚入）、3P -2P変換アダ
プタ、取扱説明書

電オ プ シ ョ ン プリンタ「VZ-380」、プリンタ用紙（ 10巻入）、アルミシート（ 500枚入）、試料粉砕器「 TQ-100」、脱臭風防ケース「 FW-100」、データ管理ソフトウェア「データロガー FDL-02」、RS-232Cケーブル(VZC-52)

プリンタ
VZ-380力 USB(PC入出力）、RS-232C（プリンタ出力）

使用
温 5 ～ 35℃（結露なきこと）／ 30 ～ 80%RH
湿 度 範 囲源 AC100-240V（ 50/60Hz）40W

寸 法・ 質 量 415(W)x370(D)x226(H)mm・13㎏
付

関連オプション

属

⇒P.44
プリンタ
VZ-800

品 遮 光 蓋、 サ ン プ ル セ ル（ ガ ラ ス シ ャ ー レ φ90mm）、校正板、サンプルセルホルダー、電源
ケーブル、予備ヒューズ、最初の操作ガイド、取扱説明書

オ プ シ ョ ン 大型ガラスシャーレ、小型ガラスシャーレ、深型
遮光蓋、マスキングホルダ、反射板、PCソフト
ウェア、プリンタ「 VZ-800」

⇒P.45

15

汎用水分計
近赤外水分計

近赤外水分計● インライン型近赤外水分計の廉価モデル● 持ち運び可能な小型ハンディタイプ● 製造ライン上をリアルタイムで水分測定● 充電池による稼動● 防水防塵保護等級IP66適合● 本体キー操作でデータロギング／検量線作成

KB-30

KJT-130● 無塗装で、錆や塗膜剥がれのライン混入なし

インラインタイプの近赤外水分計です。近赤
外光は熱をほとんど持たず、対象物の物性に変化を与えないため、生産ラインに組み込み
非破壊・非接触で水分の推移を常に監視する目的に優れています。また、筐体はオールステンレスの無塗装なのではがれた塗料や非破壊、非接触の近赤外水分計です。
小型タイプですので、製造ラインの複数箇所での測定、別拠点での測定などに便利です。
また、手持ちの測定のほか、支持台等を使用して卓上タイプとしての測定も可能です。

錆がライン上に混入しません。防塵防水は、
IP66規格に適合しています。

●仕様

KB-30

測 定 方 式 近赤外線反射式（フィルター分光）
光

源 タングステンランプ（弊社検定用検量線適用時）
測 定 距 離 260mm±30mm
測

定

径 約φ25ｍｍ

波

長

数 3波長

更 新 周 期 出力0.5秒、表示0.5秒
ヘ ッ ド 番 号 １～ 30
チャンネル 番 号 50
ア ナ ロ グ 出 力 4-20ｍＡ

関連オプション
コントローラー
KJT-CN2

外 部 出 力 RS-232C/RS-485インターフェース
本 体 構 造 ステンレス・アルミ製、無塗装、防塵防水・保護等
級IP66
使用温湿度範囲 5 ～ 35℃、30 ～ 80％ＲＨ（結露なきこと）
電源・消費電力 AC100V ～ 240Ｖ(50/60Hz)、50W
寸 法・ 質 量 268
（ W）
×140
（ D）×306（ H）mm、7kg
付

⇒P.42

16

属

品 校正板、ネジセット、電源ケーブル、RS-232C
ケーブル(2.9m)、取扱説明書、PCソフトウェア、
ソフトウェア説明書

オ プ シ ョ ン コントローラ「 KJT-CNT2」、中継ボックス●仕様

KJT-130

測 定 方 式 近赤外線反射方式（フィルター分光）
測 定 対 象 セラミックス原料、パルプ、紙、繊維など
測 定 範 囲 0.5 ～ 99.9％（試料により異なる）
表 示 方 法 デジタル（ LCD）
外 部 出 力 RS-232Cインターフェース
電

源 専用充電池またはACアダプタ(オプション)

寸 法・ 質 量 92
（ W）
×210
（ D）×172（ H）mm、1.1kg
付

属

品 ゼロ校正用フード、ベルト、バッテリーパック×
2、バッテリー充電器、取扱説明書

汎用水分計（成分分析計）近赤外成分計KJT-700● 距離変動に強いインライン型成分計標準モデル● 最大4成分を同時に測定、水分測定も可能● PC接続でデータロギング/検量線作成● 4-20mAの電流出力幅広い測定レンジを有し、石炭やコークスな
どの黒色・低反射物から、アルミナや小麦粉のような白色・高反射物までもカバーする近赤外成分計です。試料の組成変動に反応する補正機能をもつ、高度でフレキシブルなイ
ンライン成分計です。

●仕様

KJT-700

測 定 方 式 近赤外線反射方式（フィルター分光）
光

源 タングステンランプ

測 定 距 離 350mm±50mm（ただし、弊社の検定用検量
線適用時）
測

定

径 約φ50ｍｍ波

長

数 7波長（成分測定）/5波長（水分測定）

検 量 線 数 99
測 定 値 表 示 小数点以下0〜3桁
更 新 周 期 出力0.1秒、表示0.2秒
外 部 出 力 RS-485、4-20ｍＡ（電流出力）
使
用 温 0〜40 ℃（ オ プ シ ョ ン の 冷 却 フ ァン 設 置 で
湿 度 範 囲 45℃まで）、30〜80％ＲＨ（結露なきこと）
電 源・消 費 電 力 AC100Ｖ/200V±10%(50/60Hz)・約60W
寸 法・ 質 量 361（ W）×177（ D）×451（ H）mm、11kg

関連オプション
コントローラー
KJT-CN2本 体 構 造 防塵防滴付

属品 校正板、ヒューズ、電源ケーブル、PCソフト、取扱説明書

オ プ シ ョ ン コントローラ「 KJT-CNT2」、RS-485ケーブ
ル、アナログケーブル、冷却ファン、中継ボック
ス、反射板、
横行装置、冷却ボックス

⇒P.42

17

物性測定機器
建築物診断機器18

建築物診断機器の種類と用途
主に建築材料の水分など、施工前における品質管理のための測定器を開発してきましたが、建築後の建築物診断機器も開発を進めてまいりました。
建築物の診断は、建築物を直接見たり叩いたりして判断しますので、当社の診断機器は、その判断を容易にする手助けになればとの想いで開発しています。現場で使いやすく、わずかな工夫で大きな効果が上がるような測定器です。

19

建築物診断機器
ツーウェイハンマー

TZ-200

コンクリートひび割れゲージ
TZ-1000「 CMゲージ」● タイル、モルタルの剥離検査に● ひび割れの変化、挙動を正確に把握● 使いやすいハンマーヘッドの形状● ひび割れ発生箇所に張り付けて使用● 熟練が不要で誰でも使用可能● 多点測定でも低コスト

建築物の外壁剥離は老朽建築物に限らず、比較的に新しい建物にも発生します。剥離の初期段階における目視検査は極めて困難であり、最も簡便で確実な方法はハンマーによる打診であると考えられます。本器は簡単な構造ながら、従来の検査ハンマーと比べ発

CMゲージ（クラックムーブメントゲージ）はコンクリート表面に発生したひび割れの上に貼り付け、定期的に計測することにより0.05mm単位でひび割れの動きを確認できます。コンクリート構造物に発生したひび割れは、その挙動が安定しているか、あるいは変生音が格段に鮮明となり、誰でも音の違いを聞き分けられます。

動しているかの判定が、ひび割れの原因追及とその補修方法の選定に欠かせないことであり、非常に重要な要素となります。
5個入セットと11 個入セットがあります。

●仕様

TZ-1000「 CMゲージ」

測 定 方 式 ノギス方式による変位量の目視
目
●仕様
用
使

20

TZ-200
途 タイル・モルタルの剥離検査

用法 打診音による寸 法・ 質 量 47
（ W）
×475
（ D）
×25
（ H）mm、0.3kg

盛 主尺：1mm刻み、副尺：0.05mm

計 測 範 囲 －5 ～ 5.7mm（分解能0.05mmの場合）－5 ～ 19mm（分解能1mmの場合）
寸 法・ 質 量 85 ～ 120（ W）×20（ D）×7（ H）mm、0.008kg
付属品 接着剤、取扱説明書

建築物診断機器
建研式コンクリート・チェッカー

TN-110● 国 土 交 通 省 建 築 研 究 所 式 の、コンクリート
チェッカー● 外装材の補修、改修のための検査に使用● 検査孔が9mm程度と非破壊に近い状態で診断

建築物の劣化状態の診断を目的として開発された建研式（国土交通省建築研究所式）コ
ンクリート・チェッカーは外装材の補修・改修のための検査に適します。あらかじめ搾孔した孔（φ9mm程度）の壁厚方向の内部を観察する目盛付内視鏡で、コンクリートの中性化
深さや仕上げの厚さ、浮きの状態を的確にとらえることができます。

●仕様
全TN-110長 520mm

先 端 金 具 158mm
外装

径 8.0mm

許 容 曲 げ 半 径 70mm
焦 点 距 離 0〜∞
画

素

数 20,000（素線径50μm）

バ ン ド ル 径 φ1.8
観 察 方 向 側視視野

角 約55°

最 大 測 定 深 度 100mm
許 容 使 用 温 度 −20〜80℃
ラン

プ 超小型ハロゲンランプ

電

源 リチウム電池（ CR123A）

質

量 約0.4kg
（電池別）

21

膜厚計

デュアルタイプ膜厚計 LZ-990
22膜厚計の種類と用途
金属を用いた工業製品には、表面に塗装やめっきといった処理を施します。表面処理層
において、薄いと腐食が生じやすく、厚いと経済的ロスが大きくなり、また厚さが一定でないと美観をそこない商品価値を落とします。つまり、塗装やめっきにおいて厚さの適正な管理は重要であり、そこを担う測定器が膜厚計です。
素地の金属と、測定する被膜の組み合わせにより、測定原理の異なる数種類のライン
ナップがありますので、適切な器種をお選びください。

電磁膜厚計の測定原理
磁性体コア

磁界
電流変化

電流変化

小

大

１次コイル

２次コイル

皮膜
薄

厚

磁性金属

交流電磁石を鉄（磁性金属）に接近させると、接近距離によって、コイルを貫く磁束数が変化し、そのためコイル両端にかかる電圧が変化します。
この電圧変化を電流値から読み取り、膜厚に換算します。
磁性金属上の非磁性被膜を測定できます。

渦電流膜厚計の測定原理
絶縁体コア

磁界

コイル
渦電流

渦電流

厚

大

薄 皮膜

小

非磁性金属

一定の高周波電流を流した誘導
コイルを金属に近づけると、金属表面上に渦電流が生じます。
この渦電流は誘導コイルと金属面との距離に応じて変化し、そのため誘導コイル両端にかかる電圧も変化します。
この変化を電流値から読み取り、膜厚に換算します。非磁性金属
上の絶縁被膜を測定できます。

膜厚計の種類別／測定被膜と素地の組み合わせ例
膜厚計種類

測定被膜

デュアルタイプ膜厚計
電磁膜厚計

渦電流膜厚計非磁性被膜（絶縁体/磁石に付かない金属）

絶縁被膜（絶縁体）《 塗装 》 《 プラスチック》《 ラッカー》《 塗装 》《 アルマイト（陽極酸化皮膜）》《 ゴム 》《 エナメル》《 ライニング 》《 プラスチック》《 ラッカー》《 ゴム 》

《 亜鉛 》《 クローム 》《 錫 》《 エナメル》《 ライニング 》 等《 アルミニウム 》《 銅 》 等
素地

磁性金属（磁石に付く金属）

非磁性金属（磁石に付かない金属）《 鉄 》《 鋼 》 等《 アルミニウム 》《 銅 》《 真ちゅう》 等

23

■ 膜厚計一覧

用途

測定対象

高精度・多機能・汎用
プローブにより異なる

磁性金属上の非磁性被膜

非磁性金属上の絶縁被膜

磁性金属上の非磁性被膜

非磁性金属上の絶縁被膜

磁性金属上の
非磁性被膜

L-500

EP-100HP-100EP-110HP-110EP-120

ー

電磁誘導式

渦電流式

電磁誘導式

渦電流式

電磁誘導式

器種

測定方式

2500 μm

2500μm2500 μm

2500 μm

2000μm

測定範囲
1000μm

測定プローブにより異なる

1500μm1200 μm

1200 μm

500μm

0μm

0 μm

精度

プローブにより異なる

寸法・質量

126（W）
×256（D）
×93（H）mm
0.75kg● プリンタ内蔵● ポータブル

特長

参照ページ

24

0 μm

0 μm

0 μm

±0.3μm±0.3μm±0.3μm（15μm未満）（15μm未満）（15μm未満）±1.0μm
±1.0μm（ 50μm未満）（ 50μm未満）
±2％
±2％
±2％
（15〜1000μm）（15〜1000μm）（15〜1000μm）±2％±2％（ 50μm以上）（ 50μm以上）
±3％
±3％
±3％
（1000μm以上）（1000μm以上）（1000μm以上）ー● L-500
対応プローブー● L-500
対応プローブ● USB出力

30

0 μm

31

31

ー

ー

● L字形状● L字形状● L-500
対応プローブ● L-500
対応プローブ32

32

ー● パイプ内面
測定用● L-500
対応プローブ

33

用途

測定対象

ウレタン防水層専用

高精度・多機能・汎用
磁性金属上の非磁性被膜及び非磁性金属上の絶縁被膜

磁性金属上の非磁性被膜

非磁性金属上の絶縁被膜

磁性金属上の非磁性被膜及び非磁性金属上の絶縁被膜

非磁性金属上の絶縁被膜

LZ-990LE-373

LH-373

LZ-373

LH- 410

電磁誘導式
渦電流式

電磁誘導式

渦電流式

電磁誘導式
渦電流式

渦電流式

器種

測定方式

2500 μm

2500 μm

2000 μm 2000 μm

0 μm

1200 μm

12mm

渦電流式

0 μm

電磁誘導式

渦電流式

1200 μm

電磁誘導式

測定範囲

精度

寸法・質量

参照ページ

0 μm

0 μm

0 μm

±1μm
±1μm
±1μm
（ 50μm未満）（ 50μm未満）（ 50μm未満）
電磁誘導式の場合
±2％
±2％
±2％
（ 50〜1000μm）（ 50〜1000μm）（ 50〜1000μm） はLE、渦電流式の場合はLHと同等
±3％
±3％
±3％
（1000μm以上） （1000μm以上） （1000μm以上）

0 mm±0.03mm(1mm未満)±3%(1mm以上)

82
（ W）
×99.5
（ D） 75（W）
×145（D） 75（W）
×145（D） 75（W）
×145（D） 75（W）
×145（D）
×32（ H）
mm
×31（H）mm×31（H）mm×31（H）mm×31（H）mm
0.16kg0.34kg0.34kg0.34kg0.34kg● ハンディタイプ

特長

0 μm

● ハンディタイプ

● ハンディタイプ

● ハンディタイプ

● ハンディタイプ

● 素 地を 選 ば ない ● 目 盛 りバ ッフ ァ ● 目 盛 りバ ッフ ァ ● 目 盛 りバ ッフ ァ ● 厚物測定
デュアルタイプ
データ転送機能
データ転送機能
データ転送機能 ●圧力分散板付属● プリンタ出力（オプション）
33

34

34

35

35

25

■ 膜厚計一覧

用途

測定対象

高精度・多機能・汎用
測定モジュール・
プローブにより異なる

磁性金属上の非磁性被膜及び非磁性金属上の絶縁被膜

フィッシャースコープ デュアルスコープ

MMS PC2DMP40渦電流位相式・
磁気式 等

電磁誘導式
渦電流式

磁性金属上の非磁性被膜

非磁性金属上の絶縁被膜

磁性金属上の非磁性被膜及び非磁性金属上の絶縁被膜

磁性金属上の非磁性被膜及び非磁性金属上の絶縁被膜

デルタスコープ

イソスコープ

デュアルスコープ

デュアルスコープ

電磁誘導式

渦電流式

電磁誘導式
渦電流式

電磁誘導式
渦電流式

2000 μm 2000 μm

2000 μm 2000 μm

DMP30

DMP30

MP0R-USB

MP0R-FP

器種

測定方式

2000μm2000μm1500μm

500μm

500μm

500μm

0μm

0μm

0μm

渦電流式

1000μm

電磁誘導式

1000μm1500μm

渦電流式

1000μm1500μm

電磁誘導式

参照ページ

26

2000μm

測定プローブにより異なる特長

2500μm

測定プローブにより異なる

寸法・質量測定対象により異なる

2500μm

測定プローブにより異なる

精度

測定モジュールにより異なる

測定範囲

2500μm

0 μm

0 μm

0 μm

0 μm

0〜75μm：±1.5μm（電） 0〜75μm：±1.5μm（電）
0〜50μm：±1μm（渦） 0〜50μm：±1μm（渦）50〜1000μm：±2％
50〜1000μm：±2％
1000〜2000μm：±3％ 1000〜2000μm：±3％

測定対象により異なる

測定対象により異なる

測定対象により異なる

360(W)×270(D) 71(W) ×128(D)× 28(H)mm×170(H)mm
5kg
0.26kg71(W) ×128(D)× 28(H)mm
0.26kg71(W) ×128(D) 64（W）× 30（D） 64（W）× 30（D）
× 28(H)mm
× 85（H）mm
× 85（H）mm
0.26kg0.14kg0.14kg● デスクトップタイプ ● ハンディタイプ● ハンディタイプ

● ハンディタイプ

● ハンディタイプ

● 多 彩 な モ ジュー ● Bluetooth通信
ル（オプション） ● 保護等級IP64● Bluetooth通信● Bluetooth通信● 本体センサ一体型 ● 本体センサ一体型● 保護等級IP64● 保護等級IP64

37

37

36

36

38

● ハンディタイプ

38

用途

非接触

未乾燥塗膜用

測定対象

金属/紙/ゴム/セラ
ミック/ガラス/プラ
スチック/木材上の塗膜(透明以外)

未乾燥状態の塗装膜

コートマスター

FLEX

ウェットゲージ

器種

測定方式

光熱放射法

目視

2.5mm

2.0mm

1.5mm

1.5mm

測定範囲
1000μm

1.0mm

タイプ

0 μm

0.5mm

2

タイプ

乾燥後塗膜

未乾燥塗膜

400μm

0.7mm

1

0 μm

0μm

0.1mm

0.025mm

相対標準偏差で
1.0%
精度

寸法・質量

(アルミニウム基材に硬化 前 の 粉 体コーティン
グ厚60µ mを測定距離5cmで測定した場合)

ー

91(W)×374(D)×203(H)mm
1.3kg

65（W)×65
（D）
×1.5
（ H）
mm
0.038kg● 粉 体 塗 装を含む ● 未 乾 燥 塗 装 面に未乾燥塗膜測定使用特長● 多種 多様 な 素 地 ● 目視測定に対応
● バッテリー駆動

参照ページ

39

39

27

■ 付属・オプション標準板一覧（製品付属の標準板は下表と同値ではなく、実測した近似値のものとなっています）
種

枚
数

L-500

6

10

50

100

500

1000

1500

LE-373/LZ-373

6

10

50

100

500

1000

1500

LH-373

5

10

50

100

500

1000

LZ-9903

50100

全機種共通オプション

ー

50
75

100
125
250

器

厚さ(μm)

10
25
37

材

ポリエステル
フィルム

1000
300
350

500
700

800

1000

質

1500
3000

■ プローブ一覧
種類

ペン型プローブ
LEP-J/LHP-J, EP-100/HP-100

パイプ内面測定用プローブ（オプション）
LEP-22C, EP-120

本体
型式

L-500
LE-373/LH-373/LZ-373

L-500
LE-373/LZ-373

φ10

φ13

寸法

90
50

L字型プローブ（オプション）
LEP-21L/LHP-21, EP-110/HP-110

本体
型式

L-500
LE-373/LH-373/LZ-373
φ15

450

300

7

143

25

寸法

533

18

種類

57

■ 膜厚計 適合規格一覧
測定方式

器種名

規格

電磁
誘導式

L-500
LE-373

JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、JIS H8641
ISO 1460、ISO 2064、ISO 2178、ISO 2808、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499、
ASTM D 7091-5、ASTM E 376

渦電流式

L-500
LH-373

JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H8680-2
ISO 2064、ISO 2360、ISO 2808、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 244、
ASTM D 7091-5、ASTM E 376

デュアル
タイプ

28

L-500
LZ-373
LZ-990電磁誘導式の場合

JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、JIS H8641
ISO 1460、ISO 2064、ISO 2178、ISO 2808、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM
B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376

渦電流式
の場合

JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H8680-2
ISO 2064、ISO 2360、ISO 2808、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 244、
ASTM D 7091-5、ASTM E 376

膜厚計 L-500

プローブ HP-100

29

膜厚計
■■膜厚計

L-500

● プリンタ内蔵の膜厚計最上位モデル● 電磁式・渦電流式各プローブ別売（必須オプション）● データメモリ24,000点、統計計算機能

測定・統計・印字までを一台で完結する、ポー
タブルタイプのプリンタ内蔵膜厚計です。
片手で保持しやすい形状で、視認性の高い
大型ディスプレイを搭載しています。
別売りのプローブと組み合わせて使用しま
す。

● 仕様

L-500

測 定 方 式 電磁誘導式/渦電流式（プローブにより異なる）
測 定 対 象 磁性金属上の非磁性被 膜および非磁性金属上の絶縁被膜（プローブにより異なる）
分

解

能 100μm未満：0.1μm、100μm以上：1μm

デー タメモリ数 24,000点

関連オプション
測定スタンドLW-990

統 計 機 能 ブロック・グループ／測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値
外 部 出 力 USBシリアル
電

源 AC100-240Vまたは電池1.5V（単3アルカリ）×8（本体用×4、プリンタ用×4）

寸 法・ 質 量 126
（ W）
×256
（ D）×93（ H）mm、0.75kg
付

⇒P.43

30

属

品 標準板、鉄素地、アルミ素地、標準板ケース、電池
1.5V（単3アルカリ）、ACアダプタ、プローブア
ダプタ、プリンタ用紙、キャリングケース、取扱説明書

オ プ シ ョ ン 標準板（付属品以外の厚さ）、膜厚計測定スタン
ドLW-990

膜厚計
■プローブ

■プローブ

● 電磁誘導式● 渦電流式● L-500対応プローブ● L-500対応プローブ

磁性金属上の塗装やめっき(電解ニッケルめっきなど磁性を持つものは除く)などの被膜厚を測定します。プローブ一本につき50種
類まで、アプリケーション情報(調整結果、素地補正結果、アプリケーション名、上下限設定)を保存できます。

非磁性金属上の絶縁被膜厚を測定します。
アルマイトなど比較的薄い皮膜を精度良く測定することができます。諸機能はEP-100と同様です。

EP-100● 仕様

EP-100測 定 方 式 電磁誘導式
測 定 対 象 磁性金属上の非磁性被膜

HP-100●仕様

HP-100測 定 方 式 渦電流式

測 定 範 囲 0〜2500μm

測 定 対 象 非磁性金属上の絶縁被膜

測 定 精 度 15μm未満：±0.3μm
15μm以上1000μm未満：±2%1000μm以上：±3%

測 定 範 囲 0〜1200μm
測 定 精 度 50μm未満：±1.0μm
50μm以上：±2％

アプリケー
50
ションメモリ数

ア プ リケー50
ションメモリ数寸寸

法 φ13×90(L)mm（先端センサ部）

法 φ13×90(L)mm（先端センサ部）

31

膜厚計
■プローブ

■プローブ

● 電磁誘導式● 渦電流式● L字形状● L字形状● L-500対応プローブ● L-500対応プローブ

磁性金属上の塗装やめっき(電解ニッケルめっきなど磁性を持つものは除く)などの被膜厚を測定します。
センサの先端がL字に曲げてあるため、高さ方向にゆとりのない箇所でも安定的に接触できます。

非磁性金属上の絶縁被膜を測定します。ア
ルマイトなど比較的薄い被膜を精度良く測定することができます。
センサの先端がL字に曲げてあるため、高さ方向にゆとりのない箇所でも安定的に接触できます。

EP-110● 仕様

EP-110測 定 方 式 電磁誘導式
測 定 対 象 磁性金属上の非磁性被膜

32HP-110●仕様

HP-110測 定 方 式 渦電流式

測 定 範 囲 0〜2500μm

測 定 対 象 非磁性金属上の絶縁被膜

測 定 精 度 15μm未満：±0.3μm
15μm以上1000μm未満：±2%1000μm以上：±3%

測 定 範 囲 0〜1200μm
測 定 精 度 50μm未満：±1.0μm
50μm以上：±2％

アプリケー
50
ションメモリ数

ア プ リケー50
ションメモリ数寸寸

法 φ15×25(H)×57(L)mm（先端センサ部）

法 φ15×25(H)×57(L)mm（先端センサ部）

膜厚計
■プローブ

■■デュアルタイプ膜厚計● 電磁誘導式● 小型のセンサ一体型デュアル膜厚計● パイプ内面測定用● 自動素地判別機能搭載● L-500対応プローブ● 測定範囲:0〜2000μm

EP-120

LZ-990｢エスカル｣● データメモリ約1,000点、
統計計算機能磁性金属上の塗装やめっき(電解ニッケルめっきなど磁性を持つものは除く)などの被膜厚を測定します。
パイプ内面のような人の手の届かない箇所
でも安定的に接触できます。

シンプルな小型膜厚計ながら、
検量線メモリ
機能、測定データメモリ、上下限設定、簡易統
計処理、データ出力などの機能を装備しています。磁性金属と非磁性金属上の被膜厚の測定が可能で、素材を自動判別しその測定モードへ切り替わります。プリンタや測定ス
タンドなどのオプションも充実しています。

● 仕様

関連オプション
測定スタンドLW-990

LZ-990「エスカル」

測 定 方 式 電磁誘導／渦電流式兼用（自動判別機能付き）
測 定 対 象 磁性金属上の非磁性被 膜および非磁性金属上の絶縁被膜
測 定 範 囲 0〜2000μm
測 定 精 度 50μm未 満±1μm、50μm以 上1000μm未
満±2％、1000μm以上±3％分

解能 100μm未満0.1μm

100μm以上1μm

表 示 方 法 デジタル（バックライト付LCD、表示最小桁0.1
μm）

⇒P.43
プリンタ
VZ-380デー タメモリ数 約1,000点
検量線メモリ数 電磁式・渦電流式各8種計16本● 仕様

EP-120測 定 方 式 電磁誘導式
測 定 対 象 磁性金属上の非磁性被膜
測 定 範 囲 0〜2500μm
測 定 精 度 15μm未満：±0.3μm
15μm以上1,000μm未満：±2%
1,000μm以上：±3%
アプリケー
50
ションメモリ数寸

法 18mm(先端センサ部高さ)×450mm(全長)※アーム部有効長さ:300mm

電

源 電池1.5V（単4アルカリ）×2

使 用環 境 温 度 0〜40℃
外 部 出 力 パソコン
（ USB）、プリンタ（ RS-232C）に出力可能
寸 法・ 質 量 82（ W）×99.5（ D）×32（ H）mm、0.16kg
付

属

⇒P.44
ソフトウェアLDL-01/02/03

品 ゼロ板ホルダ（鉄素地、アルミ素地）、標準板、キャリングポーチ、電池1.5V（単4アルカリ）×2、リストストラップ、取扱説明書

オ プ シ ョ ン 標準板（付属品以外の厚さ）、測定スタンド「 LW990」、プリンタ「VZ-380」、プリンタケーブル、
USBパソコンケーブル、透明保護カバー、
データ管理ソフト「データロガー LDL-01」

⇒P.47

33

膜厚計
■電磁膜厚計■渦電流膜厚計● 電磁膜厚計の中位モデル● 渦電流膜厚計の中位モデル● 測定範囲 0〜2500μm● 測定範囲 0〜1200μm● データメモリ39,000点、統計計算機能● データメモリ39,000点、
統計計算機能磁性金属上のメッキ（電解ニッケルメッキは除く）・塗装などの被膜厚を測定する膜厚計です。PCにデータ転送が可能で、アプリケー
ションメモリ、測定データメモリ、上下限設定、統計処理など多彩な機能を装備しています。

非磁性金属上の絶縁被膜厚を測定する膜厚計です。アルマイトなどの比較的に薄い被膜厚を精度良く測定することができ、諸機能はLE-373と同様です。

LE-373

関連オプション
L字プローブ
LEP-21L⇒P.28
測定スタンドLW-990

LH-373⇒P.43
ソフトウェアLDL-01/02/03●仕様

LE-373●仕様

測 定 方 式 電磁誘導式
測 定 対 象 磁性金属上の非磁性被膜
測 定 範 囲 0〜2500μm⇒P.47
ソフトウェアMcWAVE

測 定 精 度 50μm未 満：±1μm、50μm以 上1000μm
未満：±2％、1000μm以上：±3％分

解能 100μm未満：0.1μm、100μm以上：1μm

デー タメモリ数 約39,000点
検 量 線 メモリ アプリケーションメモリ：100本の検量線を記憶
プ ロ ー ブ 一点接触定圧式（ LEP-J）
表 示 方 法 デジタル（バックライト付LCD128×64dots、
表示最小桁0.1μm）
外部出力
電

⇒P.48
ソフトウェアMulti PROP

⇒P.48

34

パソコン
（ USBまたはRS-232C）に出力可能
源 電池1.5V（単3アルカリ）×4

使 用環 境 温 度 0〜40℃
寸 法・ 質 量 75（ W）×145（ D）
×31（ H）mm、0.34kg
付

属品 標準板、標準板ケース、鉄素地（ FE-373）、
プローブアダプタ、キャリングケース、電池1.5V（単3アルカリ）
×4、取扱説明書

オ プ シ ョ ン L字型プローブ「 LEP-21L」、標準板（付属品以外の厚さ）、測定スタンド「 LW-990」、パソコン
ケーブル、RS-232C-USBケーブル、データ管理ソフト「データロガー LDL-03」、「 McWAVE
シリーズ 」「、 Multi PROP」
McWAVEシリーズはCEC社の商標です。

LH-373測 定 方 式 渦電流式
測 定 対 象 非磁性金属上の絶縁被膜
測 定 範 囲 0〜1200μm
測 定 精 度 50μm未 満：±1μm、50μm以 上1000μm
未満：±2％、1000μm以上：±3％分

解能 100μm未満：0.1μm、100μm以上：1μm

デー タメモリ数 約39,000点
検 量 線 メモリ アプリケーションメモリ：100本の検量線を記憶
プ ロ ー ブ 一点接触定圧式（ LHP-J）
表 示 方 法 デジタル（バックライト付LCD128×64dots、
表示最小桁0.1μm）
外部出力
電

パソコン
（ USBまたはRS-232C）に出力可能
源 電池1.5V（単3アルカリ）×4

使 用環 境 温 度 0〜40℃
寸 法・ 質 量 75（ W）×145（ D）×31（ H）mm、0.34kg
付

属品 標準板、標準板ケース、アルミ素地（ NFE-373）、
プローブアダプタ、キャリングケース、電池1.5V（単3アルカリ）×4、取扱説明書

オ プ シ ョ ン 標準板（付属品以外の厚さ）、測定スタンド「 LW990」、
パソコンケーブル、RS-232C-USBケー
ブル、データ管 理ソフト「データロガー L D L03」「
、 McWAVEシリーズ 」「、 Multi PROP」
McWAVEシリーズはCEC社の商標です。

膜厚計■■デュアルタイプ膜厚計■ウレタン防水層膜厚計● デュアル膜厚計の中位モデル● 厚膜測定用モデル(mm表示)● 電磁式・渦電流式各プローブ付属● 専用渦電流式プローブ付属● 測定範囲 電磁式:0〜2500μm、渦電流式:0〜1200μm● ウレタン防水層から剥離しやすい圧力分散板
付属LZ-373

LH-410関連オプション
L字プローブ
LEP-21L● データメモリ39,000点、統計計算機能

磁性金属上および非磁性金属上の被膜厚の測定ができるデュアルタイプの膜厚計です。多様な素材、多様な被膜を扱う現場用として最適な膜厚計です。諸機能はLE-373やLH-373と同様です。
●仕様

通気緩衝工法※で施工されたウレタン防水層の膜厚を非破壊で測定できます。
(一社)建築防水安全品質協議会ご協力のもと試験データを取得しています。

LZ-373⇒P.43

測 定 対 象 磁性金属上の非磁性被 膜および非磁性金属上の絶縁被膜

ソフトウェアLDL-01/02/03

測 定 範 囲 電磁誘導式：0〜2500μm
渦電流式：0〜1200μm

分

解能 100μm未満：0.1μm、100μm以上：1μm●仕様

LH-410測 定 方 式 渦電流式

デー タメモリ数 約39,000点

測 定 対 象 非磁性金属上の絶縁被膜

検 量 線 メモリ アプリケーションメモリ：電磁誘導式50本、渦電流式50本の検量線を記憶

測 定 範 囲 0 ～ 12mm
測 定 精 度 1mm未満：±0.03mm、1mm以上：±3％

プ ロ ー ブ 一点接触定圧式（ LEP-J、LHP-J）

分

表 示 方 法 デジタル（バックライト付LCD128×64dots、
表示最小桁0.1μm）

デー タメモリ数 約8,000点

外部出力

プ ロ ー ブ 一 点 接 触 定 圧 式(ウレ タン 防 水 層 膜 厚 計 用 プ
ローブ)

電

パソコン
（ USBまたはRS-232C）に出力可能
源 電池1.5V（単3アルカリ）×4

使 用環 境 温 度 0〜40℃
寸 法・ 質 量 75
（ W）
×145
（ D）×31（ H）mm、0.34kg
付

属品 標準板、標準板ケース、鉄素地（ FE-373）、アルミ素地（ NFE-373）、プローブアダプタ、キャリ
ングケース、電池1.5V（単3アルカリ）
×4、取扱説明書

オ プ シ ョ ン L字型プローブ「 LEP-21L」、標準板（付属品以外の厚さ）、測定スタンド「 LW-990」、パソコン
ケーブル、RS-232C-USBケーブル、データ管理ソフト「データロガー LDL-03」、「 McWAVE
シリーズ 」「、 Multi PROP」
McWAVEシリーズはCEC社の商標です。

測定スタンドLW-990※ 表面がアルミニウム製の通気緩衝シートを使用している場合に限ります。

測 定 方 式 電磁誘導／渦電流式兼用

測 定 精 度 50μm未 満：±1μm、50μm以 上1000μm
未満：±2％、1000μm以上：±3％

⇒P.28

解

能 10mm未満：0.01mm、10mm以上：0.1mm⇒P.47
ソフトウェアMcWAVE

検 量 線 メモリ アプリケーションメモリ：100本の検量線を記憶

表 示 方 法 デジタル（バックライト付LCD128×64dots、
表示最小桁0.01mm）
外部出力
電

パソコン
（ USBまたはRS-232C）に出力可能
源 電池1.5V（単3アルカリ）×4

使 用環 境 温 度 0〜40℃⇒P.48
ソフトウェアMulti PROP

寸 法・ 質 量 75（ W）×145（ D）×31（ H）mm、0.34kg
付

属品 標準版セット、アルミ素地、圧力分散板、ソフト
ケース、電池1.5V（単3アルカリ）×4、取扱説明書

オ プ シ ョ ン 標準板（付属品以外の厚さ）、パソコンケーブル、
RS -232C - USBケーブル、データ管理ソフト：
データロガー LDL-03

⇒P.48

35

膜厚計
マルチ測定システム■■デュアルタイプ膜厚計● 最大8種のモジュールを組み込める多機能膜厚計● 種類豊富なプローブを選択でき
るデュアルタイプ膜厚計● データメモリ100万点、統計計算
機能● データメモリ250,000点、最大2,500件のバッチ保存

フィッシャースコープMMS PC2● 各種オプショナルプローブが充実

多彩な測定モジュールと測定プローブの組み合わせで、さまざまな種類の膜厚測定に対応します。

デュアルスコープDMP40● 保護等級IP64、Bluetoothでの外部出力可能鉄や鋼などの磁性金属上に施された非磁性被膜厚測定、およびアルミや銅などの非磁性金属上に施された塗料やプラスチック、またアルミ上の陽極酸化被膜やクローム、無電解
ニッケル（条件付き）などの絶縁被膜測定ができます。手になじむサイズと保護等級IP64の●仕様

フィッシャースコープ MMS PC2

MMS PC2 パーマ36

測 定 方 式 電磁誘導/渦電流式兼用
測 定 対 象 磁性 金属上の非磁性被膜 および 非 磁 性 金 属 上の絶縁被膜
MMS PC2 ニッケル 測 定 方 式 磁気式
測 定 対 象 非磁性金属・絶縁基板上の電解Niメッキ、磁性金
属上の非磁性厚膜
MMS PC2シグマ/
測 定 方 式 位相感応渦電流式
PHASCOPE1
測 定 対 象 磁性/非磁性 金 属 上の 金
属被膜
MMS PC2 SR
測 定 方 式 電気抵抗式
測 定 対 象 多層銅基板上の銅被膜
MMS PC2 デュープ 測 定 方 式 位相感応渦電流式
レックス
測 定 対 象 磁性/非磁性 金 属 上の 被膜
測 定 範 囲 モジュールにより異なります。お問い合わせください。
測 定 精 度 モジュールにより異なります。お問い合わせく
ださい。
メモ
リ 内部256MB、
外部USB
統 計 機 能 測定回数・平均値・標準偏差・指数変動量など
表
示 タッチパネル式カラーディスプレイ
（ W170xH130mm、800x600px）
入 出 力 端 子 USB、LAN、RS232
電
源 ACアダプタ
寸 法・ 質 量 360(W)×270(D)×170(H)mm、5kg

堅牢なアルミ製筐体。測定データはUSB-CまたはBluetoothにより簡単に出力が可能です。
光・音・振動によるフィードバック通知機能で、膜厚異常値を作業者へ瞬時に通知します。
● 仕様

デュアルスコープ DMP40

測 定 方 式 電磁誘導/渦電流式兼用
測 定 対 象 磁性金属上の非磁性被膜/非磁性金属上の絶縁被膜
測 定 範 囲・精 度 プローブにより異なります。お問い合わせください。
デー タメモリ数 250,000点
統 計 機 能 測定回数・平均値・標準偏差・変動係数など
プ ロ ー ブ 一点接触定圧式
表 示 方 法 デジタル（カラー LCD）
外 部 出 力 USB-C・Bluetooth電源 Li-Poバッテリー (RRC1130)

使 用 温 度 範 囲 0 ～ 40℃
寸 法・ 質 量 71(W)×128(D)×28(H)mm、0.26kg
付属品 Fプローブアダプタ、USBケーブル、Li-Poバッ
テリー、携帯用ストラップ、キャリングケース、取扱説明書

オ プ シ ョ ン バッテリーチャージャー、専用ホルダー、測定ス
タンドV12 Base、電 動 式 測 定 スタンドV12
MOT

膜厚計
■電磁膜厚計■渦電流膜厚計● 種類豊富なプローブを選択でき
る電磁膜厚計● 種類豊富なプローブを選択できる
渦電流膜厚計● データメモリ250,000点、最大2,500件のバッチ保存● データメモリ250,000点、最大2,500件のバッチ保存● 保護等級IP64、Bluetoothでの外部出力可能● 保護等級IP64、Bluetoothでの外部出力可能鉄や鋼などの磁性金属上に施された、亜鉛、
クローム、銅、錫、塗料、プラスチック、エナメ
ルなどの非磁性被膜厚の測定ができる膜厚計です。手になじむサイズと保護等級IP64の堅牢なアルミ製筐体で、様々なサンプルに合わせたプローブを選択できる器械です。

アルミや銅などの非磁性金属上に施された塗料やプラスチック、陽極酸化被膜などの絶縁被膜の測定ができる膜厚計です。手にな
じむサイズと保護等級IP64の堅牢なアルミ

またUSB-CまたはBluetoothでのデータ出力も可能で、測定レポートや測定ログを簡単に振動によるフィードバック通知機能で、膜厚異常値を作業者へ瞬時に通知します。

デルタスコープDMP30

イソスコープDMP30製筐体。測定データはUSB - CまたはBluetoothにより簡単に出力が可能です。光・音・作成できるソフトウェア(Tactile Suite)との接続が可能です。
● 仕様

デルタスコープ DMP30● 仕様

イソスコープ DMP30

測 定 方 式 電磁誘導式

測 定 方 式 渦電流式

測 定 対 象 磁性金属上の非磁性被膜

測 定 対 象 非磁性金属上の絶縁被膜

測 定 範 囲・精 度 プローブにより異なります。お問い合わせください。

測 定 範 囲・精 度 プローブにより異なります。お問い合わせください。

デー タメモリ数 250,000点

デー タメモリ数 250,000点

統 計 機 能 測定回数・平均値・標準偏差・変動係数など

統 計 機 能 測定回数・平均値・標準偏差・変動係数など

プ ロ ー ブ 一点接触定圧式

プ ロ ー ブ 一点接触定圧式

表 示 方 法 デジタル（カラー LCD）

表 示 方 法 デジタル（カラー LCD）

外 部 出 力 USB-C・Bluetooth

外 部 出 力 USB-C・Bluetooth

源 Li-Poバッテリー (RRC1130)

電

源 Li-Poバッテリー (RRC1130)

電

使 用 温 度 範 囲 0 ～ 40℃

使 用 温 度 範 囲 0 ～ 40℃

寸 法・ 質 量 71(W)×128(D)×28(H)mm、0.26kg

寸 法・ 質 量 71(W)×128(D)×28(H)mm、0.26kg

付

付

属

品 Fプローブアダプタ、USBケーブル、Li-Poバッ
テリー、携帯用ストラップ、キャリングケース、取扱説明書

オ プ シ ョ ン バッテリーチャージャー、専用ホルダー、測定ス
タンドV12 Base、電 動 式 測 定 スタンドV12
MOT

属品 Fプローブアダプタ、USBケーブル、Li-Poバッ
テリー、携帯用ストラップ、キャリングケース、取扱説明書

オ プ シ ョ ン バッテリーチャージャー、専用ホルダー、測定ス
タンドV12 Base、電 動 式 測 定 スタンドV12
MOT

37

膜厚計
■■デュアルタイプ膜厚計■■デュアルタイプ膜厚計● 小型のセンサ一体型デュアル膜厚計● 小型のプローブ型デュアル膜厚計● 自動素地判別機能搭載● 自動素地判別機能搭載● 測 定 範 囲 電磁 式・渦電 流 式 共 通
0〜2000μm● 測 定 範 囲 電磁 式・渦電 流 式 共 通
0〜2000μm● データメモリ約10,000点、統計
計算機能● データメモリ約10,000点、統計計算機能

本器は、デュアルタイプの超小型膜厚計です。下地の金属を自動認識する自動素地判
別機能はもちろん、前面・上面の2つのバック
ライト付き液晶ディスプレイの装備で、どんな本器は、デュアルスコープMP0R-USBのシリーズ器でセンサをプローブ化した製品です。
本体一体型センサが入り込めない狭い箇所の測定が可能です。下地の金属を自動認識

測定ポジションからでもラクに測定値を読み取ることができる人間工学的設計です。

する自動素地判別機能や、前面・上面の2つのバックライト付き液晶ディスプレイなどはデュアルスコープMP0R-USB

デュアルスコープMP0R-FP

同様です。

● 仕様

38

デュアルスコープMP0R-USB● 仕様

デュアルスコープMP0R-FP

測 定 方 式 電磁誘導／渦電流式兼用

測 定 方 式 電磁誘導/渦電流式兼用

測 定 対 象 磁性金属上の非磁性被 膜および非磁性金属上の絶縁被膜

測 定 対 象 磁性金属上の非磁性被 膜および非磁性金属上の絶縁被膜

測 定 範 囲 0〜2000μm（電磁・渦電流式）

測 定 範 囲 0〜2000μm（電磁・渦電流式）

測 定 精 度 0〜75μm：±1.5μm（電磁式）
0〜50μm：±1μm（渦電流式）
50〜1000μm：±2％（電磁・渦電流式）
1000〜2000μm：±3％（電磁・渦電流式）

測 定 精 度 0〜75μm：±1.5μm（電磁式）
0〜50μm：±1μm（渦電流式）
50〜1000μm：±2％（電磁・渦電流式）
1000〜2000μm：±3％（電磁・渦電流式）

分

分

解

能 100μm以下0.1μm、100μm以上1.0μm

解能 100μm以下0.1μm、100μm以上1.0μm

統 計 機 能 平均値、標準偏差、
測定回数、最小値、最大値

統 計 機 能 平均値、標準偏差、測定回数、最小値、最大値

そ の 他 機 能 自動素材判別、自動電源ON/OFF、上下限設定

そ の 他 機 能 自動素材判別、自動電源ON/OFF、上下限設定

プ ロ ー ブ 1点接触定圧式

プ ロ ー ブ 1点接触定圧式

表 示 方 法 デジタル（ LCD）

表 示 方 法 デジタル（ LCD）

電

電

源 電池1.5V（単3アルカリ）×2

源 電池1.5V（単3アルカリ）×2

寸 法・ 質 量 64
（ W）
×30
（ D）×85（ H）mm、0.14kg

寸 法・ 質 量 64（ W）×30（ D）×85（ H）mm、0.14kg

付

付

属

品 鉄素地、アルミ素地、標準板、ストラップ、本体ケース、電池1.5V（単3）×2、取扱説明書

属品 鉄素地、アルミ素地、標準板、ストラップ、本体
ケース、電池1.5V（単3）×2、取扱説明書

非接触膜厚測定器

未乾燥塗膜厚測定ゲージ● 非接触のため未乾燥状態での膜厚測定が可能● 硬化前の塗膜 厚を測定するための簡易ゲージ● 下地を選ばず多種多様な素地に対応● 一定 厚さに刻まれた溝への塗料の付着で厚さ測定● 粉体 塗 装 直後 の膜 厚測定に効力を発揮● 測定範囲別に1型、2型の２種類

コートマスター FLEX

ウェットゲージ● 充電 バッテリーで現 場 への持ち運びが可能

非接触で対象物の塗膜厚を測定できます。
従来困難であった硬化前の未乾燥膜厚測定や焼き付け前の粉体塗装膜厚測定を可能とし、さらに金属以外の下地であっても適用し簡易型の厚さ測定ゲージです。乾燥途中のウエットな状態の塗膜に押し当て、刻まれた溝の深さで判断します。塗膜面を傷つける方法ですが簡便なため、用途を選べば実に便ます。

利なゲージです。

● 仕様

コートマスター FLEX

測 定 方 式 光熱放射法
測 定 対 象 金属、紙、ゴム、セラミック、ガラス、プラスチッ
ク、
木材上の塗膜（透明以外）
測 定 範 囲 未乾燥塗膜：1 ～ 400μm
乾燥後塗装：1 ～ 1000μm
測 定 精 度 相対標準偏差1.0%（アルミニウム基 材に硬 化前の 粉体コーティン
グ厚60μmを測定距離5cmで測定した場合）
測 定 時 間 0.25秒
測 定 距 離 2 ～ 15cm
測 定 角 度 ±35°
使用環境温湿度 温度：0 ～ 35℃ (測定表面温度：50℃未満)、
湿度：10 ～ 75%
表 示 方 法 デジタル(LCD)
電

源 18VDC Li-ionバッテリパック

外 部 出 力 wi-fi接続（クラウドもしくはローカルサーバー）
寸 法・ 質 量 91(W) x 374(D) x 203(H)mm、1.3kg
付

属品 専用バッテリー、充電器、専用ケース、取扱説明書

オ プ シ ョ ン ローカルサーバー機器、予備バッテリー、校正用
プレート、
メンテナンスキット●仕様

ウェットゲージ

測 定 範 囲 1型：25μm〜700μm
2型：100μm〜1500μm
寸 法・ 質 量 65（ W）×65（ D）×1.5（ H）mm、0.038kg

39

各種オプション

膜厚計測定スタンド LW-990
40

オプションの種類と用途当社が用意するオプションには、周辺機器、プリンタ、ソフトウェアがあります。全てが必須製品ではありませんが、全てが利便性を向上させる製品です。測定動作を一定にさせたり、自動的に記録したりする
ことでより正確な結果を得られます。

生コンふるい器 TZ- 610「ウェットスクリーナー」
41

各種オプション
生コンふるい器コントローラー● HI-300、HI-330用のふるい器● インライン型近赤外水分計・成分計と接続して使用

TZ-610「ウェットスクリーナー」● 迅速にウェットスクリーニング● 個人差なく均一な試料の生成に● 電源は充電方式、電源のない現場でも活躍

本器は生コン水分計用のフレッシュコンク
リート試料を、迅速に個人差の少ない均一な試料として生成するためのふるい器です。
生コン水分計HI-300、生コン・砂水分計HI-

KJT-CNT2● 本体から離れた場所で数値モニタリング・遠隔操作● PCなしでゼロ調整作業や補正係数変更可能

制御室等に据え付けて、数値の確認や遠隔操作を行います。
同型の測定器であれば、複数台を同時に接続することが可能です。

330では推奨オプションとして、またJR東日
本 仕 様 のHI-300J/HI-330Jで は必 須オプションとして設定しています。
電源は充電方式を採用していますので、電源事情の悪い現場でも使用できます。
● 仕様

KJT-CNT2

検 量 線 数 99
（ 1成分1チャンネル）時

定

数 0-99.9（ 0.1秒ステップ・KJT-70/KJT-700）、
0-99（ 1秒ステップ・KB-30）

更 新 周 期 出力0.5秒、
表示0.5秒入出

力 RS-232C、RS-485、USB、FAIL（故障）ドライ接点、LAN（オプション）I / F ボード 各 器 種との 外部信号の綬 受、4-20ｍＡ（記録計用）、チャンネル設定、上下限アラーム●仕様

TZ-610「ウェットスクリーナー」

震 と う 方 式 バイブレータ方式
使 用 対 象 フレッシュコンクリート
所 要 時 間 約5分(生コン・砂水分計の試料ケース3杯分)
使 用 温 度 範 囲 0 ～ 40℃
電

源 専用18.0V4.0Ah リチウムイオン電池

寸 法・ 質 量 340(W)×451(D)×641(H)mm、約18.5kg
付

42

属

品 ふるい(＃4.75mm)、ヘラ、試料受けバット、専用
充電池×2、専用充電器

自己 診 断 機 能 測定値演算の上下限警報（ I/FボードALARM）、
センサヘッド内部温度（高・低）、測定値演算エ
ラー、測定チャンネル定数未設定、低反射率、センサヘッドモーター異常、
通信異常
そ の 他 の 機 能 温度補正、
検量線補正
使用温湿度範囲 0-40℃、30-80％ＲＨ（結露なきこと）
電 源・消 費 電 力 AC100Ｖ/200V±10%(50/60Hz)・約20W
寸 法・ 質 量 270(W)×258(D)×196-246(H)mm、8kg
取 付 方 法 据え置き、パネル面付け付

属

品 ヒューズ、電源ケーブル、取扱説明書

オ プ シ ョ ン インターフェイスボード（増設用）

各種オプション
脱臭風防ケース

膜厚計測定スタンド● 赤外線水分計を風などの外乱要因から保護。

● 一定の力と角度で測定を安定させる補助スタンド● 加 熱 乾 燥 時 に 発 生 する 臭 気 をフィルタで吸着。

● 対応プローブ: LEPおよびLHP -20/ 20C/
30/ 30C/ J、EP-100、HP-100

FW-100

LW-990● その他対応器種: LZ-990

FW-100は赤外線水分計FDシリーズ用の脱臭機能付き風防です。FW-100の中に赤外線水分計を設置することで、高精度天秤が受ける外部からの気流による影響を軽減します。さらに、試料の種類によっては水分測
定時に悪臭が発生しますが、脱臭フィルタが膜厚計のプローブまたは一体型の膜厚計を昇降部に取り付けて測定します。そうすることで、膜厚計の測定部が測定対象物に一定の力と角度で接触するため、人為的な測定エラーが軽減し、繰り返し精度の高い測定を行うことができます。特にパイプ状の測定

この悪臭を軽減させます。

対象物などで有効です。プローブタイプの膜厚計、およびデュアルタイプ膜厚計LZ-990「エスカル」に対応しています。

●仕様
●仕様

FW-100寸

法 333（ W）×465（ D）×509（ H）mm（組立時）

質

量 5.3kg対 応 器 種 FD-660、FD-720、FD-800 等
セ ッ ト 内 容 上蓋（シャッター、脱臭フィルタ×2含む）、側面
パネル×2、裏面パネル、前面金具
交 換 部 品 脱臭フィルタ

LW-990寸 法・ 質 量 150（ W）×210（ D）×280（ H）mm、2.5kg
対 応 セ ン サ プローブタイプ: L EPおよびL HP -20/ 20C、
LEPおよびLHP-30/ 30C/ 30J、EP-100、HP-100
本体一体タイプ: LZ-990
付

属

品 ネジ×2、L Z-990用アタッチメント、ケーブル
クリップ、プローブホルダー（黒・白）、プローブ
用アタッチメント、ボルト、シャフト台、六角レン
チ×2、付属品ケース43

各種オプション
プリンタ

各種オプション
プリンタ

VZ-380VZ-390● 多くの製品で使用できるサーマルプリンタ● 小型高速のサーマルプリンタ● 電池内蔵で持ち運び可能● 仕様

プリンタVZ-380

印 字 方 式 感熱方式
紙

幅 112mm

使用温湿度範囲 温度：0〜50℃、湿度：30〜80％（但し、結露無し）
電

源 ACアダプタ100-240V

寸 法・ 質 量 145(W)×135(D)×58(H)mm、0.5kg
付

属品 プリンタ用紙、ACアダプタ、プリンタケーブル（接続器種ごとに異なる）、取扱説明書、機能設
定ガイド

オ プ シ ョ ン 内蔵リチウムイオン電池 (7.4V)

44

対 応 器 種 赤外線水分計 FD-660/ 720/ 800
デュアルタイプ膜厚計LZ-990● 仕様

プリンタVZ-390

印 字 方 式 感熱方式
紙

幅 58mm

使用温湿度範囲 温度：0〜35℃、湿度：30〜80％（但し、結露無し）
電

源 ACアダプタAC100-240V（ 50/60Hz）
または内蔵リチウムイオン電池DC7.4V

寸 法・ 質 量 83（ W）×130（ D）×45（ H）mm、0.28kg
対 応 器 種 道路橋床版水分計HI-100
木材水分計MT-900
生コン水分計HI-300/ 300J
生コン・砂水分計HI-330/ 330J

各種オプションプリンタ

VZ-800● 小型高速のサーマルプリンタ● 仕様

プリンタVZ-800

印 字 方 式 感熱ラインドット方式
紙

幅 58mm

使用温湿度範囲 温度：0〜50℃、湿度：35〜85％（但し、結露無し）
電

源 DC8.5V

寸 法・ 質 量 89. 5（ W）×175（ D）×113（ H）mm、0.5kg
付

属品 プリンタ用紙、ACアダプタ、プリンタケーブル（
VZC-54）、取扱説明書対 応 器 種 近赤外水分計 KB-230

45

各種オプション
データ管理ソフトウェア

データ管理ソフトウェア● 測 定データをE xcelに自動 貼り付け● 測定データをPCに取り込むソフ
トウェア● 測定値の保存・管理が可能● 測 定データをE xcelに自動 貼り付け「データロガー HDL-01/-02 」 「データロガー KDL-01 」

HDL-01● 測定値の保存・管理が可能

HDL-02● 仕様

データロガー KDL-01

対 応 器 種 赤外線水分計FD-660(現 行 器 種) 木材水分計MT-900
紙水分計HK-300
ユニバーサル水分計HB-300
道路橋床版水分計HI-100● 仕様

データロガー HDL-01/-02

対 応 器 種 HDL-01: コンクリート・モルタル水分計HI-520-2
HDL-02: 木材水分計HM-540
対

応 O S Windows7(32bit/64bit)/
8.1(32bit/64bit)/ 10(32bit/64bit)

対 応 ソ フ ト Excel2007/ 2010(32/64bit)/2013(32/64bit)/ 2016(32/64bit)/2019(32/64bit)

46

Windows、ExcelはMicrosoft社の商標です。

対応 O S Windows2000/ XP/ Vista(32/64bit)/7(
32/64bit)/8(32/64bit)/
8.1(32/64bit)/10(32/64bit)（ た だし 一 部 の 器 種によっては 対応しません。
お問い合わせください。）

対 応 ソ フ ト Excel2003/2007/2010(32/64bit)/2013(32/64bit)/2016(32/64bit)（ た だし 一 部 の 器 種によっては 対応しません。
お問い合わせください。）
Windows、ExcelはMicrosoft社の商標です。

各種オプション
データ管理ソフトウェア「データロガー FDL-02 」

データ管理ソフトウェア「データロガー LDL-01/-02/-03 」● FDシリーズ用データ取り込みソ
フトウェア● 膜 厚 計用データ取り込 みソフトウェア

● 測 定データをE xcelに自動 貼り付け● LZ-990、L-373/370シリーズに対応● 測定値の保存・管理が可能● 測 定データをE xcelに自動 貼り付け● 測定値の保存・管理が可能

● 仕様

● 仕様

データロガー FDL-02

対 応 器 種 赤外線水分計FD-800、FD-720、FD-660
対

応 O S WindowsXP/Vista(32bit)/7(32/64bit)/
8(32/64bit)/8.1(32/64bit)/10(32/64bit)/11

対 応 ソ フ ト Excel2003/2010(32/64bit)/2013(32/64bit)/2021
Windows、ExcelはMicrosoft社の商標です。

データロガー LDL-01/-02/-03

対 応 器 種 LDL-01:膜厚計LZ-990
LDL-02:膜厚計LE-370、LH-370、LZ-370（いずれも生産終了器種）
LDL-03:膜厚計LE-373、LH-373、LZ-373
対

応 O S Windows XP/ Vista(32/64bit)/
7(32/64bit)/ 8(32/64bit)/8.1(32/64bit)/
10(32/64bit)/ 11

対 応 ソ フ ト Excel2003/ 2007/ 2010(32/64bit)/2013(32/64bit)/ 2021(64bit)
LDL-01のみExcel2016(32/64bit)にも対応
Windows、ExcelはMicrosoft社の商標です。

47

各種オプション
膜厚計データ管理ソフトウェア

膜厚計データ管理ソフトウェア● ケツト製 膜 厚計の測定データの取り込みソフトウェア● ケツト製 膜 厚計の測定データを公団・公社等の指定フォームに変換、印刷するソフトウェア

McWAVEシリーズ● 測定値のリアルタイム統計

Multi PROP

● 測定データをExcelへ受け渡し● 仕様

McWAVE Lite

統 計 機 能 ロットおよび全データの平均・標準偏差・最大・最小・範囲・変動係数・n値
印

刷 データ一覧

対応 O S Windows XP/ Vista(32/64bit)/
7(32/64bit)/ 8(32/64bit)/8.1(32/64bit)/
10(32/64bit)/ 11
対 応 ソ フ ト Excel2003/ 2007/ 2010(32/64bit)/2013(32/64bit)/ 2021(64bit)
LDL-01のみExcel2016(32/64bit)にも対応
● 仕様
X

-

McWAVE Std. (Liteの仕様に追加）
R グラフ上 のカ ーソル 移 動 で ロット単 位の 測 定
データと統計値の表示

ヒ スト グ ラム 級数・範囲・±3σ範囲の任意設定・正規分布と12種類の統計値表示
印● 仕様

刷 X-Rグラフ・ヒストグラム
McWAVE Pro. (Std.の仕様に追加）付 加 機 能 素地補正運用機能

48

McWAVEはCEC社、Windows、ExcelはMicrosoft社の商標です。

● 仕様

Multi PROP

デ ー タ 登 録 受信データ500件・工事管理999件・編集登録500件（工事単位）
フォ ーム 印 刷 指定フォーム・ヒストグラム・出来形管理図・実績
一覧表・X-Rグラフ
フ ォ ー ム 種 建設省・福北高速・首都高速・英文・阪神高速・水門4・モノレール・大阪市・本四公団・名古屋高速・
中部地建・東京都・岩手県・水門5・建設省（正）・
北陸地建・英文（ JH）・阪神高速（正）・阪神高速（ 2）・モノレール（正）・鋼道路橋塗装便覧
対

応 O S Windows XP/ Vista(32/64bit)/
7(32/64bit)/ 8(32/64bit)/8.1(32/64bit)/
10(32/64bit)/ 11
対 応 ソ フ ト Excel2003/ 2007/ 2010(32/64bit)/2013(32/64bit)/ 2021(64bit)
LDL-01のみExcel2016(32/64bit)にも対応
Windows、ExcelはMicrosoft社の商標です。

ご用命は東京本社

東京都大田区南馬込1-8-1 〒143-8507
TEL(03)3776-1118 FAX(03)3772-3001

西日本支店

大阪市東淀川区東中島4-4-10 〒533-0033
TEL(06)6323-4581 FAX(06)6323-4585

2402・GD・KA・0301・001K

北海道営業所 札幌市西区八軒一条西3-1-1 〒063-0841
TEL(011)611-9441 FAX(011)631-9866
東北営業所

仙台市青葉区二日町2-15 二日町鹿島ビル 〒980-0802
TEL(022)215-6806 FAX(022)215-6809

東海営業所

名古屋市中村区名駅5-6-18 伊原ビル 〒450-0002
TEL(052)551-2629 FAX(052)561-5677

九州営業所

佐賀県鳥栖市東町1-1020-2  〒841-0035
TEL(0942)84-9011 FAX(0942)84-9012●商品のお問い合わせは上記もしくは、当社の企業ホームページ・E メールにてお願いいたします。 URL https://www.kett.co.jp/ E-mail sales@kett.co.jp●製品改良のため、仕様や外観の一部を予告なく変更することがあります。また、製品の色調は実物と異なる場合があります。ご了承ください。