PC�tw-����型號

小巧輕便

與以前的機型相比，新開發的雙感測器組態將大小縮減大約 30%。
輕盈的機身（約 100 g）意味著不會干擾您工作。

5 年保固儀器和感測器享有 5 年保固 *。
* 選配。

本質安全的防爆構造和防焰包殼IP66/68 級的防水 / 防塵效果

設計堅實（可承受 7 m 掉落）

從這裡播放促銷影片。
現已在網站上架！

可攜式氣體監控器

重量只有100 g！

在 各 個領域都有效！

選配配件
1 耐熱殼套

2 皮套

型號

3 皮帶夾

1

* 不防爆

5 保護膜

4 臂帶 / 踝帶

建築工地

煤氣廠

設計小巧輕便，不會妨礙在狹窄空間內工作。

承受 7 m 掉落的堅固設計，即使在高處工作也可以使用。

一看就懂！GX-3R型號

GX-3R

電池

可充電電池

檢測氣體替換氣體

擴散型* 有泵浦單元可作為選配（請參閱下一頁）

警報觸發點

進坑前使用抽吸單元確認安全。

可燃替換氣體清單1 至 4 種類型

檢測方法造船廠

可變更設定甲烷顯示氣體名稱CH4異丁烷i-C4H10

氫氣

H2甲醇

CH3OH27 種類型

乙炔

C2H2確認嗶聲功能可變更（如需詳細資訊，請參閱以下章節）。

乙烷

C2H6

防護蓋標配

丙烯

C3H6五組件式檢測

我們推薦 ⇒ GX-3R Pro 機型。

丙烷

C3H8藍牙我們推薦 ⇒ GX-3R Pro 機型。

環戊烷

C5H10可燃氣體替換功能

資料記錄器功能午休功能耐熱殼套、皮套乾電池電源

可記錄多達 3,600 筆資料。

可變更（如需詳細資訊，請參閱以下章節）。
選配配件

乙烯

C2H4

乙醇

C2H5OH丙酮我們推薦 ⇒ GX-3R Pro 機型。

C3H6O

丁二烯

C4H6

校準氣體替換CH4i-C4H10◯

ー替換氣體×苯◯◯甲苯◯◯ー◯◯◯◯◯◯◯◯◯

安裝新型 R 感測器，此為長期一致性感測器◯◯×◯◯◯新開發的 CO 感測器降低氫氣干擾影響。

顯示氣體名稱
C6H6n-C6H14N- 庚烷n-C7H16

正壬烷

n-C9H20乙酸乙酯異丙醇

甲基乙基酮

甲基丙烯酸甲酯C7H8C8H10EtAc
IPA

MEKMMA×二甲醚

DME◯

四氫呋喃

THF

◯

甲基異丁基酮

正戊烷MIBKn-C5H12取樣探針* 照片顯示附帶取樣探針的單元。

7 充電座

8 五單元交流配接器

i-C4H10◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

810 資料管理程式

9◯10◯◯◯◯◯◯◯◯

11外接電動泵浦。
允許用於抽吸取樣。

HC 或 CH4構造堅固，抗毒性氣體且耐衝擊！

O2

新型電化學氧氣感測器，其改善基本特性。

型號

RP-3R(S)電池

三號鹼性電池 × 1

二合一組態使偵測器更小！

溫度範圍濕度範圍CO採用雙感測器結構，顯著降低 H2 干擾！

防爆級結構
尺寸 / 重量

多樣的安全功能
可燃氣體替換功能

消除對於複雜計算的需求。
允許直接讀出 27 種不同可燃氣體類型。

午休

啟用此功能可保留 TWA 和峰值，並且無論電源開啟或關閉，都允許進行積分測量。

易於附接
及移除！

警報觸發點可自由調整

您現可調整主單元上的警報觸發點。
允許基於客戶自己的標準進行監控。

校準期限

指出電源開啟後，離建議定期維護的天數。
提醒使用者對產品進行維護，確保安全使用。

確認嗶聲

此功能提供裝置正常作用的聲音通知。
測量過程中蜂鳴器以預設間隔鳴響。

選配配件

允許將產品附接至皮帶或口袋。

料號 4777 9202 40

保護顯示器。
（5 個一組）保護膜

料號 4777 4257 00

料號 4777 9293 30
料號 4777 9296 50

手動抽吸單元外接手動泵浦。
以比電動泵浦更大的流率吸入。

（附帶取樣探針）料號 4777 9302 80（附帶 8 m 浮標型管）
料號 4777 9304 20（附帶 30 m 配重管）料號 4777 9305 00

充電座

為單元再充電的底座。
底座可相互連接。

校準配接器

用於在通氣測試和校準期間
向 GX-3R 施加氣體的配接器。
（附帶出口接頭和密封橡膠）料號 4777 9311 00

用於檢視並管理測量資料的軟體。

料號 9811 0870 60

料號 BC-3R 00

一個交流配接器最多可為五個單元充電。 （附帶 22.5 cm 纜線）* 充電次數維持不變。
料號 4777 9329 70（附帶 60 cm 纜線）
料號 4777 9319 80（附帶 120 cm 纜線）
料號 4777 9333 20五單元
交流配接器

資料管理程式擴充座 SDM-3R

允許使用者自動執行簡化的工作前檢查（通氣測試）和氣體校準。

高模式：大約 10 小時
低模式：大約 16 小時-20 °C ~ +50 °C（恆定條件下）
0 ~ 95 %RH（非凝結）

本質安全的防爆構造

ATEX II1G Ex ia IIC T4 Ga

規格日本 Ex Ex ia IIC T4 Ga

電源供應器

IECEx Ex ia IIC T4 Ga

防滴且防塵效能
符合 IP67 等級

大約 93 mm (W) × 95 mm (H) × 29 mm (D) /大約 130 g
8 m 浮標型氣體取樣管過濾器（10 個一組）
網目（10 個一組）

* 無法連接到 GX-2009、GX-3R Pro 等等其他機型。

①可檢測多達 5 種氣體

料號 4777 4259 40

用於將單元固定在手臂或腳踝上的固定帶。

臂帶 / 踝帶

高模式：0.5 L/min 以上
低模式：0.35 L/min 以上

抽吸流率
連續運作時間CO 與 H2S

皮帶夾

12規格

用於提供保護免受熱源影響的殼套。
使用安全銷。
用於防止污垢的殼套。
使用單元上的夾子。

皮套泵浦單元 RP-3R(S)GX-3R 配有新型 R 感測器系列，與以前的感測器相比，效能大幅提升。
感測器享有 5 年保固 *。
* 選配。

67◯

◯

59 校準配接器

校準氣體替換CH434鋼鐵廠

正己烷

二甲苯

6 手動抽吸單元2耐熱殼套

型號

SDM-3R

抽吸流率

大約 0.25 L/min

100 至 240 V AC ±10%，50/60 Hz溫度範圍

0 ~ 40 °C（恆定條件下）

尺寸 / 重量

大約 130 mm (W) × 110 mm (H) × 250 mm (D) /大約 800 g

濕度範圍選配配件

0 ~ 95 %RH（非凝結）連接夾具、壁掛夾具、排氣管

同時推薦高規格 [GX-3R Pro] 機型！

檢測二氧化碳和二氧化硫，還檢測可燃氣體、O 2、H2S、和 CO。

②支援藍牙連線

允許連線至智慧型手機。
使用 iOS 和 Android 專屬應用程式，即可透過電子郵件發送警報通知。

③使用乾電池或可充電電池運行
單元系統易於更換。

④全點顯示易於閱讀總共支持 11 種不同語言。

型號
* 如需詳細資訊，請參閱 GX-3R Pro 型錄。

在 各 個領域都有效！

選配配件
1 耐熱殼套

2 皮套

型號

3 皮帶夾

1* 不防爆5 保護膜

4 臂帶 / 踝帶建築工地煤氣廠

設計小巧輕便，不會妨礙在狹窄空間內工作。

承受 7 m 掉落的堅固設計，即使在高處工作也可以使用。

一看就懂！GX-3R型號

GX-3R

電池

可充電電池

檢測氣體替換氣體擴散型* 有泵浦單元可作為選配（請參閱下一頁）

警報觸發點

可燃氣體替換功能

進坑前使用抽吸單元確認安全。

可燃替換氣體清單

1 至 4 種類型

檢測方法造船廠

可變更設定

甲烷

顯示
氣體名稱
CH4

異丁烷

i-C4H10

氫氣

H2

甲醇

CH3OH

26 種類型乙炔

C2H2

確認嗶聲功能可變更（如需詳細資訊，請參閱以下章節）。

乙烷

C2H6防護蓋標配丙烯

C3H6五組件式檢測

我們推薦 ⇒ GX-3R Pro 機型。

丙烷

C3H8藍牙我們推薦 ⇒ GX-3R Pro 機型。

環戊烷

C5H10

資料記錄器功能午休功能耐熱殼套、皮套乾電池電源

可記錄多達 3,600 筆資料。

可變更（如需詳細資訊，請參閱以下章節）。
選配配件

乙烯C2H4乙醇

C2H5OH丙酮我們推薦 ⇒ GX-3R Pro 機型。

C3H6O丁二烯

C4H6

校準氣體替換CH4i-C4H10◯ー替換氣體×苯◯◯甲苯◯◯ー◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯×◯◯◯顯示氣體名稱
C6H6正己烷

n-C6H14N- 庚烷

n-C7H16正壬烷

n-C9H20二甲苯

乙酸乙酯異丙醇

甲基乙基酮

甲基丙烯酸甲酯C7H8C8H10EtAc
IPA

MEKMMA×二甲醚DME◯

四氫呋喃THF◯

甲基異丁基酮

MIBK

構造堅固，抗毒性氣體且耐衝擊！

O2* 照片顯示附帶取樣探針的單元。

7 充電座

8 五單元交流配接器

CH4i-C4H10◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

7810 資料管理程式

9◯
◯

10◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

新型電化學氧氣感測器，其改善基本特性。

11

泵浦單元 RP-3R(S)外接電動泵浦。允許用於抽吸取樣。

8 m 浮標型氣體取樣管二合一組態使偵測器更小！

規格型號

採用雙感測器結構，
顯著降低 H2 干擾！

高模式：0.5 L/min 以上
低模式：0.35 L/min 以上

連續運作時間高模式：大約 10 小時
低模式：大約 16 小時

溫度範圍

防爆級

尺寸 / 重量選配配件

警報觸發點可自由調整

午休

校準期限

啟用此功能可保留 TWA 和峰值，並且無論電源開啟或關閉，
都允許進行積分測量。

您現可調整主單元上的警報觸發點。
允許基於客戶自己的標準進行監控。

指出電源開啟後，離建議定期維護的天數。
提醒使用者對產品進行維護，確保安全使用。

確認嗶聲

此功能提供裝置正常作用的聲音通知。
測量過程中蜂鳴器以預設間隔鳴響。

①可檢測多達 5 種氣體

允許將產品附接至皮帶或口袋。

皮帶夾用於將單元固定在手臂或腳踝上的固定帶。

臂帶 / 踝帶

保護顯示器。
（5 個一組）保護膜

料號 4777 4576 10
料號 4777 4551 70
料號 4777 9202 40
料號 4777 9293 30料號 4777 9296 50

手動抽吸單元外接手動泵浦。
以比電動泵浦更大的流率吸入。

（附帶取樣探針）料號 4777 9302 80（附帶 8 m 浮標型管）
料號 4777 9304 20（附帶 30 m 配重管）料號 4777 9305 00

充電座

為單元再充電的底座。
底座可相互連接。

校準配接器

用於在通氣測試和校準期間
向 GX-3R 施加氣體的配接器。
（附帶出口接頭和密封橡膠）料號 4777 9311 00

用於檢視並管理測量資料的軟體。

料號 9811 0870 60

料號 BC-3R 00

一個交流配接器最多可為五個單元充電。 （附帶 22.5 cm 纜線）* 充電次數維持不變。
料號 4777 9329 70（附帶 60 cm 纜線）
料號 4777 9319 80（附帶 120 cm 纜線）
料號 4777 9333 20五單元
交流配接器

資料管理程式擴充座 SDM-3R

允許使用者自動執行簡化的工作前檢查（通氣測試）和氣體校準。

三號鹼性電池 × 1-20 °C ~ +50 °C（恆定條件下）
0 ~ 95 %RH（非凝結）

本質安全的防爆構造

ATEX / UKEX II1G Ex ia IIC T4 Ga
IECEx

Ex ia IIC T4 Ga

Japan Ex Ex ia IIC T4 Ga
防滴且防塵效能
符合 IP67 等級

大約 93 mm (W) × 95 mm (H)× 29 mm (D) /大約 130 g
8 m 浮標型氣體取樣管* 無法連接到 GX-2009、GX-3R Pro 等等其他機型。

可燃氣體替換功能

消除對於複雜計算的需求。
允許直接讀出 26 種不同可燃氣體類型。

RP-3R(S)抽吸流率濕度範圍CO用於防止污垢的殼套。
使用單元上的夾子。

皮套

12結構

多樣的安全功能69 校準配接器

電池

CO 與 H2S

5取樣探針

校準氣體替換GX-3R 配有新型 R 感測器系列，與以前的感測器相比，效能大幅提升。
感測器享有 5 年保固 *。

HC 或 CH434

安裝新型 R 感測器，此為長期一致性感測器* 選配。

6 手動抽吸單元

鋼鐵廠

新開發的 CO 感測器降低氫氣干擾影響。

2用於提供保護免受熱源影響的殼套。
使用安全銷。

耐熱殼套規格型號

SDM-3R

抽吸流率

大約 0.25 L/min

電源供應器

100 至 240 V AC ±10%，50/60 Hz溫度範圍

0 ~ 40 °C（恆定條件下）

尺寸 / 重量

大約 130 mm (W) × 110 mm (H) × 250 mm (D) /大約 800 g

濕度範圍

選配配件

0 ~ 95 %RH（非凝結）連接夾具、壁掛夾具、排氣管

同時推薦高規格 [GX-3R Pro] 機型！

檢測二氧化碳和二氧化硫，還檢測可燃氣體、O 2、H2S、和 CO。

②支援藍牙連線

允許連線至智慧型手機。
使用 iOS 和 Android 專屬應用程式，即可透過電子郵件發送警報通知。

③使用乾電池或可充電電池運行
單元系統易於更換。

④全點顯示易於閱讀總共支持 11 種不同語言。

型號
* 如需詳細資訊，請參閱 GX-3R Pro 型錄。

PC�tw-����

規格型號

GX-3R

氣體警報指示

燈具閃爍、連續調變蜂鳴器鳴響、氣體濃度顯示閃爍、震動
復位運作：自我閂鎖

檢測方法

故障警報

系統異常、感測器異常、電池電壓下降、校準失敗

故障警報指示

燈具閃爍、間歇性蜂鳴器鳴響、細節顯示 復位運作：自我閂鎖顯示

LCD 數位、背光、運作狀態、時脈、電池電量、溫度、峰值讀數、校準通知

蜂鳴器音量

最大項數：3,600 間隔：5 分鐘（可調）通訊系統：IrDA連續運作時間 *1

長效電池模式開啟：大約 40 小時（25 °C，充滿電，無警報，無照明）
長效電池模式關閉：大約 25 小時（25 °C，充滿電，無警報，無照明）

電源

鋰離子可充電電池單元 充電時間：大約 3 小時

溫度範圍 / 濕度範圍 *2

防爆級 *-40 °C ～ +60 °C（沒有突然變化），0 ～ 95 %RH（非凝結）小巧輕便ATEX, IECEx, Japan Ex, INMETRO, China Ex, JG, MED, JIS T 8201, JIS T 8205, EN 50104, EN 45544-1,EN 45544-2, EN 45544-3, EN 60079-29-1

3ATEX

IECEx

3Japan Ex

防護等級

II1G Ex da ia IIC T4 Ga / IM1 Ex da ia I Ma（附可燃氣體感測器）
II1G Ex ia IIC T4 Ga / IM1 Ex ia I Ma（無可燃氣體感測器）
Ex da ia IIC T4 Ga / Ex da ia I Ma（附可燃氣體感測器）
Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma（無可燃氣體感測器）
Ex ia IIC T4 Ga

與以前的機型相比，新開發的雙感測器組態將大小縮減大約 30%。
輕盈的機身（約 100 g）意味著不會干擾您工作。

相當於 IP66/68 (2 m, 1 h)

大約 58 mm (W) × 65 mm (H) × 26 mm (D)（不包括突出部分）/ 大約 100 g

外形尺寸 / 重量5 年保固3 年（可選擇延長 2 年）

保固

*1 因安裝的感測器類型而異。請聯絡理研計器以取得更多資訊。
*2 在臨時環境條件下約 15 分鐘。運作溫度和濕度範圍，用於連續環境條件，如下：溫度：-20 °C 至 +50 °C（無突然變化）/ 濕度：10 至 90 %RH（無凝結）* 3 適用的標準和認證因規格而異。購買時請註明。

檢測氣體檢測目標氣體
檢測原理可燃氣體（HC 或 CH4）

氧氣 (O 2)

一氧化碳 (CO)硫化氫 (H2S)

0 ~ 100 %LEL

0 ~ 25.0 vol%（~ 40.0 vol%）0 ~ 500 ppm(~2000 ppm)

0 ~ 100.0 ppm(~ 200.0 ppm)

第一警報 ：10 %LEL
第二警報 ：25 %LEL
第三警報 ：50 %LEL
OVER 警報 ：100 %LEL

L 警報：19.5 vol%LL 警報：18.0 vol%H 警報：23.5 vol%OVER 警報 ：40.0 vol%第一警報 ：25 ppm
第二警報 ：50 ppm
第三警報 ：1200 ppm
TWA 警報 ：25 ppm
STEL 警報 ：200 ppm
OVER 警報 ：2000 ppm

第一警報 ：5.0 ppm
第二警報 ：30.0 ppm
第三警報 ：100.0 ppm
TWA 警報 ：1.0 ppm
STEL 警報 ：5.0 ppm
OVER 警報 ：200.0 ppm

新陶瓷型檢測範圍（服務範圍）
1 位數

氣體警報觸發點
（可由使用者設定）

1 %LEL0.1 vol%

標準配件

電化學型
1 ppm

TYPE 清單

防護蓋檢測氣體

TYPE B

LEL、O2、H2S

TYPE CTYPE CH鱷魚夾
（料號 4777 9203 10）

TYPE D

校準配接器（簡單型）（料號 4777 9369 30）

TYPE E手帶（料號 0888 0605 90）

LEL、O2
O2、H2STYPE ILEL、COTYPE K

防護蓋（料號 4777 4161 10）

LEL、O2、CO

LEL、O2、CO*O2、COTYPE IH

O2、CO*LEL、CO*H2S* 降低 H2 干擾的 CO 感測器

本質安全的防爆構造和防焰包殼EU 插頭（料號 2594 0933 60）

IP66/68 級的防水 / 防塵效果

經銷商：設計堅實（可承受 7 m 掉落）

總公司 郵遞區號 174-8744 東京板橋區小豆澤 2-7-6
TEL 81-3-3966-1111 FAX 81-3-3558-0043
HPhttps://www.rikenkeiki.co.jp/english
台灣理研計器股份有限公司 HEAD OFFICE
台南市善化區陽明路 87 號
TEL 886-6-581-1224 FAX 886-6-581-1164

台灣理研計器股份有限公司 TAICHUNG BRANCH
台中市西屯區西屯路三段 150-30 巷 14 弄 2 號
TEL 886-4-2462-5386 FAX 886-4-2462-5508* 選配。

LEL、O2、H2S、COTYPE FTYPE FH

儀器和感測器享有 5 年保固 *。

0.1 ppm

TYPE

TYPE A

交流配接器（料號 2594 0898 30）
附接時的外觀

可攜式氣體監控器

大約 95 dB (30 cm)

資料記錄器功能各種認證 *型號

擴散型（可通過附接 RP-3R(S) 變更為取樣型）從這裡播放促銷影片。
PC0tw-1001-230700 S現已在網站上架！

重量只有

100 g！