SPECIFICATIONS

デ ジ タ ル 指 示 計
MODEL§１．概ＤＬＳ−５０３１

要

本器は４チャンネルのひずみゲージ式トランスデューサ入力を備えたデジタル指示計で、4チャンネルの加算機能やコンパレータ機能等の各種機能を備えている。
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ各々の計量値表示の他、Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄの合計値表示が行える。
計量値および合計値に対するコンパレータ機能を備え、各チャンネルの計量値に対する比較、および合計値に対するＬＯ，ＨＩ比較結果をリレーにより出力可能である。
またオプションとして、D/A変換による各計量値および合計値に対応した5チャンネルアナログ信号、または合計値に対応した1チャンネルアナログ信号の何れかが選択可能である。

§２．仕様

２−１．アナログおよびA/D変換部
1). センサー入力点数

4チャンネル2). 入力感度

2.5μV/digit以上

3). 非直線性

1.0mV/V入力時

表示分解能：最大1/2,000

0.5mV/V入力時

表示分解能：最大1/1,000±0.05％FS±1カウント

4). 温度特性 零点±0.01％FS/℃(入力感度:1.0mV/Vに於いて)

感度±0.02％Reading/℃5). 周波数特性

約1Hz6). トランスデューサ電源

４チャンネル共通電源DC5V,240mA(1ch当たり350Ω型トランスデューサ4台接続可能)

２−２．表示部1). 表示種類

①メイン表示合計値表示
7セグメント赤色LED(文字高さ14mm)5桁＋極性②サブ表示

CH.A〜D,各計量値表示(4組)
7セグメント赤色LED(文字高さ8mm)4桁＋極性③動 作 表示

赤色LED、8個2). 計量値および演算値表示
表示範囲(計量値CH-A〜D)

０〜±９,９９９ (ゼロサプレス表示)(スケーリングは表示分解能の範囲内で、1送り２,０００表示、2送り４,０００表示、5送り９,９９５表示等に対応)

表示範囲(合計値)

０〜±９９,９９９ (ゼロサプレス表示)
計量値Ａ〜Ｄの合計値を表示

小数点

10 １,10２,10３桁設定可能 (CH.A〜D共通設定)

オーバー表示全桁点滅

東洋測器株式会社

Page

1／6Spec No.

ＴＡ４-０００６９Ｄ△1

SPECIFICATIONS
単位kg

その他は付属単位シール貼り付けによる

種類：kg, kg，g, g，t, N, kN，N･m, kN･m, kPa, MPa, mm, ％サンプリング周期

各ﾁｬﾝﾈﾙ共に250msec. (4回／秒)

3). 動作表示

Ch.A, Ch.B, Ch.C, Ch.D, LO, HI, AZ, LOCの8点

２−３．ゼロ点・感度校正
1). ゼロ点校正-0.2〜1.5mV/Vの入力信号にて調整可能。

(キー操作による)

2). 感度校正

0.4mV/V〜2.0mV/Vのスパン量にて調整可能。(キー操作による)

２−４．I/O部1). 操作スイッチ①キースイッチ

16キー2). 外部指令入力(4bit)①AZ

ワンショットメーク接点(パルス幅0.2sec)②AZR〃③(予備)〃④CAL.LOCK

継続メーク接点3). 制御用出力①出力信号

リレー接点出力6点(6bit 1コモン)
各1a接点(電源OFF時、接点ブレイク)②接点容量

DC 24V, 1A(抵抗負荷)

AC110V，0.5A (抵抗負荷)4). S.out(C/L)

弊社外部機器接続用専用I/F

5). アナログ出力(オプション)①出力信号

表示値に連動したD/Aコンバート、アイソレート片極性出力
1Ch : 合計値のみ1点出力
5Ch : Ch.A〜Ch.Dの各チャンネル、および合計値の5点出力
なお、下記2種類の信号より何れかを選択可能a). 4〜20mA/0〜FS(負荷抵抗：0〜260Ω
b). 0〜5V/0〜FS(負荷抵抗：5kΩ以上
オーバー・アンダーともにFSに対し5%出力可能②分解能

最大1/2,000③非直線性±0.1％FS(表示値に対して)④温度特性

ゼロ点･感度共±0.02％FS/℃

２−５．各機能仕様
1). オートゼロ機能 (ＡＺ)
キー操作または外部指令(AZ指令)により、現在の計量値をゼロにし、その点からの増減量を正味重量値(NET値)として表示する。
キー操作では各計量器個別にAZ操作が可能。外部指令ではCh.A〜D同時にセットされる。
いずれかの計量器において本機能動作(セット)時、[AZ]LEDが点灯する。
また機能解除は、外部指令(AZ.R)またはキー操作により、Ch.A〜D同時にリセットされる。

東洋測器株式会社

Page

2／6

Spec No.

ＴＡ４-０００６９Ｄ△1

SPECIFICATIONS

2). ゼロトラッキング機能 (ＺＴ)
キー操作にて設定された値以下の状態が2秒間継続した場合、ゼロ点ドリフトと判断し、自動的にゼロ点校正を行い、その時の総重量値をゼロにする。
トラッキング幅設定範囲

0(OFF),1,2,4,8,16カウント×最小目盛

3). デジタルフィルタ機能 (ＤＦ)
計量値に対し、DF設定回数の移動平均演算を行う。(Ch.A〜Ch.D共通)
平均回数設定DF：OFF,2,4,8,16回

4). スケールディビジョン機能 (Ｓ.ＤＩＶ：最小目盛設定)
キー操作設定により、計量値の最小目盛(表示の送り数)を設定可能
表示分解能の範囲内の時、1,2,5,10が設定可能
5). コンパレータ機能 (Ｃｈ.Ａ〜Ｄ，ＬＯ，ＨＩ)
6chのコンパレータ機能でCh.A〜Ch.Dがそれぞれ計量器Ch.A〜Ch.DのNET値またはGROSS値に、LO,HIが演算値(合計値)に対して比較される。
それぞれの比較結果はリレー接点にて出力される。
また、ヒステリシス幅設定（各チャンネル共通）が可能。
設定値(定量設定値) 比較対象が演算値(合計値)の場合-39999〜39999

比較対象が計量値(Ch.A〜D)の場合-9999〜 9999

ヒステリシス幅設定値
比較モード

0〜99

Ch.A〜Ch.Dは比較値を各Ch毎にNET値またはGROSS値より選択可能。
Ch.A〜Ch.D,LO,HIの各Ch毎に上限動作と下限動作の選択が可能。

２−６．総合1). 停電対策(ﾒﾓﾘ内容のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ)

各設定データは不揮発性ﾒﾓﾘ(EEPROM)に書き込み。
(最大10万回)

2). 電源電圧

AC100V±10％、50/60Hz：標準仕様3). 消費電力

約20VA4). 使用温度･湿度範囲

0〜＋40℃、20〜85％ R.H.

5). 取り付け方法

パネルマウント型6). 重約2kg量

東洋測器株式会社

Page

3／6

Spec No.

ＴＡ４-０００６９Ｄ△1SPECIFICATIONS§３．型式一覧、附属品
３−１．型 式
オプション装着は、弊社工場に於いてのみ可能。(工場出荷時オプション)
また、OP-11,15,21,25は何れか1種類のみ装着可能。
ＤＬＳ−５０３１−１５
デジタル指示計オプション

無記入：オプション無し
１１：1CH電流出力(4〜20mA)

１５：5CH電流出力(4〜20mA)

２１：1CH電圧出力(0〜5V)

２５：5CH電圧出力(0〜5V)※. 1CH仕様は演算値1点、5CH仕様はCh.A〜Ch.Dの各チャンネル及び演算値の5点となる。

△1３−２．附属品1). 取扱説明書

1部2). 単位シール

1枚3). ヒューズ(5.2φ×20mm, 2A)

1本4). 18pin端子台カバー

2本§４．外形寸法

東洋測器株式会社

Page

4／6

Spec No.

ＴＡ４-０００６９Ｄ△1SPECIFICATIONS§５．端子配列
５−１．本体端子台 (適合圧着端子：幅6mm迄のM3用圧着端子)1). ロードセル用端子台
No.
123456789101112131415161718(リアパネル上段)

1

接続信号+EXC.A Ch.A印加電圧(＋)-EXC.A Ch.A印加電圧(−)+SIG.A Ch.Aロードセル出力(＋)-SIG.A Ch.Aロードセル出力(−)+EXC.B Ch.B印加電圧(＋)-EXC.B Ch.B印加電圧(−)+SIG.B Ch.Bロードセル出力(＋)-SIG.B Ch.Bロードセル出力(−)
SHL
シールド+EXC.C Ch.C印加電圧(＋)-EXC.C Ch.C印加電圧(−)+SIG.C Ch.Cロードセル出力(＋)-SIG.C Ch.Cロードセル出力(−)+EXC.D Ch.D印加電圧(＋)-EXC.D Ch.D印加電圧(−)+SIG.D Ch.Dロードセル出力(＋)-SIG.D Ch.Dロードセル出力(−)
SHL
シールド2). 入出力信号および電源接続用コネクタ
No.
192021222324252627282930313233343536△(リアパネル下段)

△
1

接続信号
CMD1
外部指令 1 (AZ)
CMD2
外部指令 2 (AZ.R)
CMD3
外部指令 3 (予備)CMD4
外部指令 4 (CAL.LOCK)
D.COM 外部指令コモン
C/L
S.out
C/L
S.out
SHL
シールド
RY1
Ch.A接点出力
RY2Ch.B接点出力
RY3Ch.C接点出力
RY4Ch.D接点出力
RY5LO接点出力
RY6HI接点出力
RY.COM 接点出力コモンE接地
AC電源(AC100V)
AC電源(AC100V)

東洋測器株式会社

Page

5／6

Spec No.

ＴＡ４-０００６９Ｄ△1

SPECIFICATIONS3). アナログ出力(オプション)用端子台
No.
12345678AN1AN2AN3AN4AN5(リアパネル中段)△1接続信号
Ch.A アナログ出力
Ch.B アナログ出力
Ch.C アナログ出力
Ch.D アナログ出力
演算値 アナログ出力

A.COM

アナログ出力コモンSHL

シールド4)．結線上の注意△
1① ケーブル配線色はメーカーまたは機種により異なるので、ロードセルに付属している試験成績書等を参照の上、信号名称とケーブル色を確認の上、正しく接続する事。
② 各ケーブルのシールドは本器または書く接続計器の何れか一方で接地する事。

東洋測器株式会社

Page

6／6

Spec No.

ＴＡ４-０００６９Ｄ△1