取説 No.3019 R2

ＴＦ型ジルコニア式Ｏ2 分析計
ＤＴＦ－１０１型受信器〔受信器品番

ＫＸ－６２１０３４〕

取扱説明書

!

本製品を取り扱う人は、この取扱説明書を必ずお読み下さい。

エナジーサポート株式会社

１．安全にお使いいただくために安全にご使用いただくために、計器には警告ラベルによる注意喚起と、取扱説明書には以下の方法
で注意メッセージが記載されています。メッセージ内容をご理解の上、安全にお使い下さい。

１－１ 注意メッセージ
電源端子台には、ＡＣ85Ｖ～ＡＣ132Ｖが印加されています。

!

配線チェック時は、感電の恐れがありますので外部の元電源を切って下さい。

１－２ 警告ラベル! CAUTION＊Even if the power switch at the bottom right of this equipment
is turned off,the source power is supplied to the terminal block.
・Be sure to turn the external power supply off when working.
＊本蓋右下の電源スイッチを切っても端子部には電源電圧がかかっています。
・点検時は必ず、外部の元電源を切って下さい。
supply off when working.

!

注 意

!

WARNING＊ Touching power supply terminal block,switches and otherelectric devices may result in electric shock.

ELECTRIC

・Be sure to turn the power off when inspecting,Handling with wet
hands will cause danger.

! SHOCK
!

警

!

感電注意

告

＊電源端子台、スイッチ類等の電気部品は感電の恐れがあります。
・点検時は必ず電源を遮断して行って下さい。
また、触れ手での作業は危険です。

●シグナル用語の意味は次のとおりです。
警告(ＷＡＲＮＩＮＧ)潜在的に危険な状況で回避しない場合には、死亡もしくは重傷を負うことになりうることを意味します。
注意(ＣＡＵＴＩＯＮ)潜在的に危険な状況で回避しない場合には、軽いもしくは中程度の損傷を負うことになりうることを意味します。
また、安全でない行動に対する警告にも使用します。

－1－２．全般事項
２－１ はじめに「ＴＦ型ジルコニア式Ｏ2 分析計」は、最新のセラミックス技術より生まれましたユニークな酸素
分析計です。ジルコニアセンサとセラミックヒータとの一体化により小型化、小電力化を達成致しました。
この取扱説明書は、ＴＦ型ジルコニア式Ｏ2 分析計シリーズ用「ＤＴＦ－101 型受信器」の設置方
法・運転方法・点検方法を説明したものであります。設置前に本取扱説明書をご覧になり内容を充分理解して頂いた上でご使用して頂くようお願い致します。
尚、本取扱説明書では、一部仕様の異なる複数の内容が記載されています。
従って、ご使用にならない部分についての説明も出てきますので、そのことをご承知のうえご参
照願います。

２－２ 製品保証(1) 期 間：完成図書の記載による。
完成図書のない場合は納入後１年とする。
(2) 条

件：貴社への納入後、試運転調整までの期間適正な保管、据付が行われるものとして、上記保証期間中に適正な使用方法を行っていただいたにもかかわらず、当社の責に帰すべき設計、製作または材質の不備に起因する故障または異常を生じた場合には、納入品を無償で取替、または改修を行うものとする。なお、適正な使用方法として、① 仕様書および取扱説明書に記載された使用条件、設置条件を満足する事。
② プローブ発信器に過大な機械的衝撃、振動を与えない事。
③ 定期的な分析計の校正および消耗品の交換が行われる事。
④ 分析装置稼働状況の確認および保守が行われる事。
（注）消耗品および消耗品的部品は保証外とする。

(3) 範 囲：保証範囲は当社納入品に限るものとする。
当社納入品の故障に起因する付随的損害（当社納入品を使用して制御あるいは､記録された結果に対する損失・逸失利益等､当社納入品が設置される装置の損失・逸失利益等）については､保証致しません。

－2－

２－３ 目次

１．安全にお使いいただくために ························································· １
１－１ 注意メッセージ ······························································· １
１－２ 警告ラベル ··································································· ２

２．全般事項 ··········································································· ２
２－１ はじめに ····································································· ２２－２ 製品保証 ····································································· ２
２－３ 目

次 ····································································· ２

２－４ 使用上の注意 ································································· ５２－５ 製品の概要および原理 ························································· ５
２－６ 各部の名称と機能 ····························································· ８２－７ 製品の一時保管 ······························································· 13

３．設

置 ··········································································· 14

３－１ 設置条件 ····································································· 14
３－２ 設置方法 ····································································· 14
３－３ 配線方法 ····································································· 14
３－４ 設置後の点検 ································································· 17

４．受信器機能一覧表 ··································································· 19

５．運転操作 ··········································································· 20
５－１ 起動操作 ····································································· 20
５－２ 停止操作 ····································································· 20
５－３ キー操作方法 ································································· 21
５－４ ユーザーキー入力値 ··························································· 41
５－５ システムキー入力値 ··························································· 42
５－６ ガス校正の方法 ······························································· 45
５－７ パージの方法 ································································· 49
－3－

６．保

守 ··········································································· 51

６－１ 日常・定期点検 ······························································· 51
６－２ トラブルシューティング ······················································· 52
６－３ 設定ミスの表示 ······························································· 54
６－４ エラー表示 ··································································· 55

計測器製品修理依頼票－4－

２－４ 使用上の注意! ＴＦ型ジルコニアＯ2 分析計用「ＤＴＦ－１０１型受信器」は、以下のような環境条件でご使用下さい。
・できるだけ直射日光の当たらない場所
・周囲温度が－10～50℃で、温度変化の少ない場所（±10℃以下／１日）
・湿気、粉塵の少ない場所
・機械的振動の少ない場所
・電磁界の影響の少ない場所
・腐食性ガスのない場所
・排ガス、サンプルガス中に腐食性がないこと。
・排ガス、サンプルガス中に可燃ガスが存在すると酸素濃度測定値に誤差が生じますので注意して下さい。

２－５ 製品の概要
ＴＦ型ジルコニア式Ｏ2 分析計用「ＤＴＦ－１０１型受信器」は、ボイラ・加熱炉等の排ガス中の酸素を測定することにより、炉内の雰囲気を監視、制御用に使用することを目的とした
ガス分析計です。
次のような優れた機能・性能があります。
・自動校正および自動パージ機能設定が可能です。
・入出力接点内容の設定が可能です。
・機能および異常内容をＬＣＤ・ＬＥＤ表示します。
・センサ信号の値を表示することが可能です。
・ジルコニア２セルポンプ式Ｏ2 計で還元雰囲気の－Ｏ2 測定（ブタンガス換算）が可能です。
・センサ消費電力が少なく（常用約 20W）ランニングコストが安い。
・暖機時間が短く（約３分）操作性が良い。
・小型・軽量でメンテナンスが容易。

－5－

ジルコニア２セルポンプ式酸素分析計の原理
１．構成と機能（右図参照）①

ヒータ：検出部を約 800℃に加熱しております。

②

センシングセル：(1) 基準酸素室の酸素濃度を約 100％にします。
(2) ガス検出室の酸素濃度を測定します。
（詳細原理下記参照）③

ポンピングセル：ガス検出室の酸素濃度を０％にします。
（詳細原理下記参照）④

ガス検出室：ガス拡散孔を通して、サンプルガスを取り込みます。

⑤

基準酸素室：基準酸素微小電流により、常時約 100％Ｏ2 となっています。

２．検出部を、高温に加熱する事により生じる検出部の特性①

電極間に酸素濃度の異なる気体を置くと、酸素イオン伝導が起こり起電力を発生する。（酸素
濃淡電池作用）②

電極間に電流を流す事により、電流に比例して酸素イオンが電流と逆方向に移動する。（酸素
ポンピング作用）
センシングセルは、①、②の特性、ポンピングセルは、②の特性を利用しております。

３．センシングセル部の原理①

センシングセルの電極間には、微小電流を流しております。
電極間に電流を流す事により、ガス検出室内のＯ2 イオンが基準酸素室に移動し基準酸素室の酸素濃度は、約 100％Ｏ2 となります。
注）ガス検出室から基準酸素室へ移動するＯ2 イオンの量は、極めて少ないためガス検出室内の酸素濃度への影響はありません。

②

センシングセルの電極間には、ガス検出室の酸素濃度と基準酸素室の酸素濃度の違いにより、次式の起電力が発生します。
センシングセル部では、この電極間に発生している起電力を測定し、起電力が 450mV（ガス検出
室内の酸素濃度が０％Ｏ2）になるようポンピングセルに信号を送っております。
検出部温度を 800℃とするとガス検出室の酸素濃度（サンプルガスの濃度）
起電力 Ｅ＝－53.2×log10
基準酸素室の酸素濃度（100）－6－Ｘ
450＝－53.2×log10100
Ｘ＝0.00348ppm≒０％となります。

４．ホンピングセル部の原理
ホンピングセルでは、センシングセルからの信号を受け、ガス検出室内の酸素濃度が、０％Ｏ2 になるよう電極間に電流を流します。その電流は、ガス拡散孔から検出室内に流入する酸素量に比例し、酸素量は、サンプルガスＯ2 濃度に比例します。よって、電流を測定する事でサンプルガス中の酸素濃度（ガス検出室内の酸素）を測定することができます。

ポンピング電流(mA)

センサ素子構造

Ａ
Ｂ Ａ

Ｂ
ヒータ
センサ

排ガスＯ 2 濃度(％)

ヒータ温度制御

ヒータ

ポンピング電流ﾎﾟﾝﾋﾟﾝｸﾞｾﾙ
排ガス

排ガス
ガス検出室

出力信号

ガス検出室

ポンピング電流コントローラーｾﾝｼﾝｸﾞｾﾙ

ガス拡散孔

基準酸素室

Ａ－Ａ

基準酸素生成微小電流

Ｂ－Ｂ

－7－

基準電圧
(450mV）

２－６ 各部の名称と機能(1) 外観図

パネル取付（壁面取付可能）

300

270

スタンド取付

ＮＧＫ
21

200

ｽﾀﾝﾄﾞ(50A)

135

250
パネルカット寸法

操作面

表示器１

273 -0

+1

表示器２
操作キー
電源ﾋｭｰｽﾞ
電源ｽｲｯﾁ
端子台
215 +1-0－8－

(2) 操作パネル外観と名称およびその機能
状態表示 LED

７セグメント LED（表示器１）MEAS
MAINTE
ALARM
FAIL

16×２文字 LCD（表示器２）

ＭＯＤＥキー

ＣＬＲキー

▲

▲

MODE

CLR
ＥＮＴキー

SEL

▼

▲

ＳＥＬキー

アップ、ダウンキー

ENT

シフトキー

（注意）ＬＣＤ（液晶表示器）は、周囲温度が高い場合、表示全体が濃く、あるいは周囲温度が低い場合、表示全体が薄くなり見にくくなることがあります。このような場合、輝度調整
ボリュームにより輝度を調節し御使用願います。輝度調整ボリュームは、右回転にて濃く
左回転にて薄くなります。

－9－

名

称

機

能

昇温時：暖機時間カウントダウン表示
７セグメントＬＥＤ（表示器１）

測定時：酸素濃度表示
表示内容選択可能（Ｐ22 参照）
異常時：エラーコード表示（Ｐ55 参照）

16×２文字ＬＣＤ

上段表示：ＭＯＤＥ表示（Ｐ21 参照）（表示器２）

下段表示：メッセージ表示（Ｐ21～40 参照）
ＭＥＡＳ：正常測定状態時点灯

状態表示ＬＥＤ

ＭＡＩＮＴＥ：昇温中、校正中、パージ中、ホールド中、ＭＦＴ入力中、データ設定中ＡＬＡＲＭ：酸素濃度上下限警報発生中に点灯
ＦＡＩＬ：Ｅ－０１～Ｅ－２０異常発生中に点灯

ＭＯＤＥキー

ＭＯＤＥ選択：ＬＣＤ上段ＭＯＤＥ表示選択／通常表示（ＲＡＮＧＥ）

ＳＥＬキー

ＳＥＬ選択：ＬＣＤ下段表示選択

アップダウンキ－
シフトキー

ＭＯＤＥ切換：ＭＯＤＥ選択時（ＲＡＮＧＥ以外）、ＭＯＤＥ切換可能
ＬＣＤ下段：数値データ時は増減、数値以外は選択切換可能
データ変更：ＬＣＤ下段表示の数値データの桁移動
異常解除：異常表示を解除しＥＮＴキーで測定状態に復帰

ＣＬＲキー

校正中止：校正を中止しＥＮＴキーで測定状態に復帰
パージ中止：パージを中止しＥＮＴキーで測定状態に復帰

ＥＮＴキー

データ更新：測定データの登録－10－キー操作遷移図
キー操作の概念図を示す。詳細な操作、設定内容は「５－２キー操作方法」を参照。

ＣＬＲ

ＥＮＴ
キー

通常表示

キー

異常解除、校正中止、パージ中止

ＭＯＤＥ

ＭＯＤＥ
キー

キー

次のＭＯＤＥへ前のＭＯＤＥへ

ＭＯＤＥ選択▲ＬＣＤ上段表示▼

アップキー

ＬＣＤ下段ブランク

ダウンキー

ＳＥＬ キー
最後になったらＭＯＤＥへ
ＳＥＬ

ＳＥＬ選択
ＬＣＤ上段表示

次のＳＥＬへＬＣＤ下段表示

▲

▲

データ
更新へ

データ
データ
更新
は変えない
ＥＮＴ
ＳＥＬ

シフトキー

シフトキー

Ｏ

キー

キー

注）単独のガス
校正に限り
ＥＮＴを２
回押す

▲

▼

▲

ＬＣＤ上段表示▲

データ変更
ＬＣＤ下段一部点滅
数字のときは増減
数字以外はデータ選択－11－

数字のときのみ桁移動

(3) ＣＰＵ基板の外観と名称およびその機能
デップスイッチ

１２３４

OFF

Ｓ２

ＣＮ３

ＣＮ２

ＣＮ２

ＣＮ３

ＣＮ４
ＣＮ１

ＣＮ１

ＣＮ４
ＯＮ

Ｓ１

名
端

称
子

機

ヒューズ
電源スイッチ端子台

能台 外部接続端子台（ｐ15 参照）

電 源 ス イ ッ チ

受信電源スイッチ! 本電源スイッチを OFF にしても電源端子台部には電圧が印加されています。

電 源 ヒ ュ ー ズ ガラス管ヒューズ（φ5.2×20mm×2Ａ）JIS-MF-51NR2A
ディップスイッチ

受信器機能チェック用にのみ使用します。
! スイッチＯＮ状態にしないこと（受信器の通常機能がなくなります。）

ＣＮ

１ 電源接続コネクタ

ＣＮ

２ トランスＡＳＳＹ接続コネクタ

Ｃ

Ｎ

３ ＬＥＤ基板接続コネクタ

ＣＮ

４ ＫＥＹ基板接続コネクタ－12－

２－７ 製品の一次保管！

製品を一時保管する場合、以下のことに留意して下さい。
・箱の中に製品をスチロール等で保護して保管することが望ましい。
・直射日光の当たらない場所に保管する。
・周囲温度が－10～50℃で温度変化の少ない場所に保管する。
・湿気・粉塵の少ない場所に保管する。
・雨水などが当たらない場所に保管する。
・機械的振動の少ない場所に保管する。
・腐食性ガス、危険ガスのない場所に保管する。

－13－

３．設

置

３－１ 設置条件！

本機器を安全に正しくご使用いただくために本分析計は精密機器であるため、設置場所の決定に際して、下記に示す内容を考慮し、できる限りよい条件の場所に設置願います。
・振動の少ない所。（0.1Ｇ以下）
・腐食性ガス（ＳＯ2、Ｈ2Ｓ、etc.）のない所。
・高い輻射熱を直接受けない所。
・電磁界の影響の少ない所。
・湿度や粉塵の少ない所。
・電圧変動の少ないこと。
・電源周波数変動の少ないこと。
・周囲温度が-10～50℃の場所（直接日光が当たらない場所）。

３－２ 設置方法！

設置時の注意事項①

本分析計は精密機器であります。取付に際しては、過大な衝撃、荷重を加えないよう配慮して下さい。
②

破損し易いため、取付時にぶつけないよう注意して下さい。

３－３ 配線方法
配線は端子台で実施します。ケース底部の配線口より実施して下さい。
尚、配線の防塵、防滴処置は、設置工事にて実施願います。

－14－

(1) 端子台
端子ねじは全てＭ４になっています。

!

端子台の配線チェック時は感電の恐れがありますので、外部の元電源を切って下さい。

端子台配列
IN1

IN2
COM

①

IN4

ＰＯＷＥＲ

!
②

IN3

ＶＳ ＩＰ ＨＳOUT
POW POWRY1 RY2 RY3 RY4 RY5
＋
＋
＋
＋
＋
-ER -ERＶＳ ＩＰ ＨＳOUT
IN5RY1 RY2 RY3 RY4 RY5 Ｅ
－
－
－
－
－

: 電源端子、供給電源ＡＣ100±10Ｖ(AC115,200,230V はｵﾌﾟｼｮﾝ)

電源端子台にＡＣ110Ｖを超える電圧を印加しますと故障および発火の恐れがあります。
COM-IN1～5: 接点入力端子、無電圧接点 max５点（約ＤＣ24Ｖ、６mA が印加されます）③

VS＋／VS－: 発信器信号入力センシングセル出力電圧④

IP＋／IP－: 発信器信号入力ポンピングセル出力電流

⑤

Ｈ＋／Ｈ－

: 発信器信号入力ヒータ印加電圧

⑥

Ｓ＋／Ｓ－

: 発信器信号入力ヒータ印加電圧⑦

OUT＋／OUT－: 出力信号ＤＣ４～20mA(負荷 max600Ω)⑧

RY1～RY4４端子配線: 接点出力端子、無電圧接点 max４点（接点容量ＡＣ250Ｖ、１Ａ、ＤＣ30Ｖ、１Ａ抵抗負荷）⑨

ＲＹ５: 電源断警報ｏｒ計器異常（電源ＯＦＦ ｏｒ 異常時：ＯＮ）⑩

Ｅ: 接地端子（第３種接地工事に準じて行って下さい）－15－

(2) 配線

外部電源スイッチ

発信器
VS

Ip

Ｈ

Ｓ

電源
ＡＣ 100±10 Ｖ

ケーブル長さ max250 ｍ（往復の配線抵抗 max ５Ω）
ＣＶＶＳ２ sq－8c（周囲温度 max60℃）
ＨＣＶＶＳ２ sq－8c（周囲温度 max75℃）等を使用願います。

出力信号
ＤＣ４～20mA

VS VS Ip Ip Ｈ Ｈ Ｓ Ｓ＋ － ＋ - + - + -POWER

OUT OUT＋ －ＤＴＦ-101 型受信器

※1 出力リレー※2 入力信号COM IN1 IN2 IN3 IN4 IN5
]]

RY1

RY2

RY3

RY4

RY5

AC100V

配線例
実際の配線は

DC24V

納入図内配線図または回路REM HOLD REM RAM
MFT
RANGE
CAL PURGE IN

図によりま

SV

L1

ｴｱ電磁弁 AL

L2

L3

L4

RANGE MAINTE ANNす。
入力信号
約ＤＣ 24 Ｖ、６ mA が印加されます。

※1

出力信号
接点容量（抵抗負荷）
max ＡＣ 250 Ｖ,１Ａ
max ＤＣ 30 Ｖ,１Ａ

出力リレーの機能は仕様に合わせＮＧＫにて入力します。（Ｐ 43 参照）※2 入力信号による機能は仕様に合わせＮＧＫにて入力します。（Ｐ 44 参照）※1 出力リレーの機能は仕様に合わせエナジーサポートにて入力します。（P43 参照）※2 入力信号による機能は仕様に合わせエナジーサポートにて入力します。（P44 参照）－16－

３－４ 設置後の点検!

ＴＦ型ジルコニア式Ｏ2 分析計発信器から、ＤＴＦ－101 型受信器の端子部までは正しく結線されていることが、正常な動作の前提です。配線誤り状態で電源を投入したとき、セン
サ破損等重大故障が発生します。

配線誤りによる故障を未然に防止するため、初めて電源を投入し試運転調整する時、測定ガスが大気である状態において、次の手順で配線のチェックを実施して下さい。
(1) ヒータ配線チェック（Ｈ＋）、（Ｈ－）、（Ｓ＋）、（Ｓ－）
受信器の電源がＯＦＦであることを確認した後、以下をチェックして下さい。
・受信器の端子台で（Ｈ＋）と（Ｈ－）間および（Ｓ＋）と（Ｓ－）間の抵抗値を測定する。
基準値：（2.5～４）Ω＋配線ケーブル抵抗（２sq のとき１Ω/100m)
・受信器の端子台で（Ｈ＋）と（Ｓ＋）間および（Ｈ－）と（Ｓ－）間の抵抗値を測定する。
基準値：配線ケーブル抵抗（２sq のとき１Ω/100m)(2) 信号配線チェック（Ｖｓ＋）、（Ｖｓ－）、（Ｉｐ＋）、（Ｉｐ－）
受信器端子台の（Ｉｐ＋）、（Ｉｐ－）のリード線を外し、電源をＯＮする。
約３分で発信器の暖機が終了するので、受信器側の取り外したリード線で以下を測定する。

!

取り外したリード線は短絡あるいは接地しない様取扱に十分注意して下さい（Ｖｓ－）と（Ｖｓ＋）間の起電力を測定する。
基準値：０～150mV （約 50mV）（Ｉｐ－）と（Ｉｐ＋）間の起電力を測定する。
基準値：０～100mV （約０mV）(3) ヒータ極性チェック
発信器の端子台で以下を測定する。
（Ｈ－）と（Ｈ＋）間の電圧

基準値：５～13Ｖ（約 10Ｖ）

（Ｓ－）と（Ｓ＋）間の電圧

基準値：５～13Ｖ（約 10Ｖ）

（Ｈ＋）と（Ｓ＋）が同電位であること。
（Ｈ－）と（Ｓ－）が同電位であること。

－17－

(4) 信号配線極性チェック
一度電源をＯＦＦし、(2)で取り外した受信器側のリード線（Ｉｐ＋、Ｉｐ－）を接続する。
その後電源をＯＮし、３分後に以下を発信器側で測定する。
（Ｖｓ－）と（Ｖｓ＋）間の電圧

基準値：100～600mV （約 450mV）（Ｉｐ－）と（Ｉｐ＋）間の電圧

基準値：0.5～1.5V （約１Ｖ）(5) 配線チェックが終了した後、発信器、受信器のケーブルにマークバンドを付けておきますと、
保守点検時またはセンサ交換時の配線チェックが容易になります。
注）(1)～(4)に示した基準値は、センサが初期状態である時の値です。
使用により若干変化しますので、配線チェックは初期状態のセンサを用いて実施下さい。
設置状態でのチェックシート（チェック内容は前ページの(1)～(4)参照願います）
項
ヒータ＋ヒータ
配 線 抵 抗

目

基 準 値

Ｈ＋／Ｈ－

2.5～９Ω

Ｓ＋／Ｓ－

2.5～９Ω

Ｈ＋／Ｓ＋

５Ω以下

Ｈ－／Ｓ－

５Ω以下

Vs－／Vs＋

約 50mV

Ip－／Ip＋

約 0mV

Ｈ＋／Ｈ－

約 10Ｖ

Ｓ＋／Ｓ－

約 10Ｖ

Ｈ＋／Ｓ＋

約０Ｖ

Ｈ－／Ｓ－

約０Ｖ

Vs－／Vs＋

約 450mV

Ip－／Ip＋

約１Ｖ

ﾁｪｯｸ 1( . . ） ﾁｪｯｸ 2( . . ）(1)
ヒータ配線抵抗(2) セ ン サ 信 号(3) ヒータ配線極性(4)

セ ン サ 信 号
配 線 極 性チェック時に御利用下さい－18－４．受信器機能一覧表
項

目

内

容

設定時間ごとに自動的に電磁弁を開閉し、エア、ゼロ、スパン
校正を実施します。
注 1)タイマーにより設定周期ごとに自動校正をスタートさせる
自動校正機能方法とキー操作により任意に自動校正をスタートさせる
方法があります。
注 2)エアによる１点校正からエア、ゼロ、スパンの３点まで校
正種類を選択出来ます。

一次遅れ演算機能
Ｏ2 上下限警報機能

０～60 秒までの一次遅れ演算が可能です。
Ｏ2 上下限値を設定することにより、警報接点を出力します。
注）警報接点は自己復帰となります。
センサ異常時、保守中時に出力値をホールドすることが出来ます。ＰＨＭ１、ＰＨＭ２は 0～100％ＦＳの範囲で任意の設定値
でホールドすることができます。
設定別ホールド動作

出力ホールド機能状態

STD

自己診断機能モニター機能
出力値確認、調整機能

PHM2

5秒前の値に
ホールド

異常発生中
校正中
パージ中
ホールド入力中MFT入力中HOLD SET 設定
OFF
PHM1

5秒前の値に ホールドしない
ホールド
5秒前の値に
ホールド

PHM1
設定値に
ホールド

PHM2
設定値に
ホールド

自己診断によりセンサ、受信器の異常箇所を自動的に検出し、エラー表示と警報接点を出力します。
センサのポンプ電流値やヒータ電圧値等のデータをモニター出来ます。
４－20mA 出力値の確認、調整をキー操作により実施できます。
測定レンジのＳＰＡＮ点、ＺＥＲＯ点を任意な値に設定することが出来ます。

プログラマブルレンジ機能

注１）レンジはＨｉ／Ｌｏの２種類設定出来ます。
注２）レンジ幅は、最大 25％Ｏ2、最小５％Ｏ2 です。
注３）レンジ設定は－15％Ｏ2～25％Ｏ2 です。

リモートレンジ切換機能
リモート校正スタート機能

端子の無電圧接点入力をＯＮ／ＯＦＦすることで、外部からの２種類のレンジ切換が出来ます。
端子の無電圧接点入力をＯＮすることで自動校正スタートが出来ます。
メインフレームトリップ（ＭＦＴ）信号により検出部ヒータ制

ＭＦＴ信号入力処理機能

御ＯＦＦ（異常は出力しない）パージリレーＯＮとなり、ＭＦＴ解除後は、昇温からスタートします－19－

５．運転操作
５－１ 起動操作
起動時の基本的な操作について以下に示します。

起動操作

電 源 を

①

ＯＮにする

電源ＯＮ
外部電源スイッチおよび受信器内電源スイッチをＯＮにする

ＬＣＤ表示と、受信器はセンサの暖機のためカウントダウンを開始し（ＬＷＡＲＭ－ＵＰ

ＣＤは WARM-UP と表示）、３分後に測定状態となる。

（暖機中）

RANGE(H)O2vol%（測定開始）

出力レンジの確認②

ＭＯＤＥキーでレンジ（Ｈ／Ｌ）確認
受信器のキー操作で出力信号レンジの確認をする。レンジ変更

ＬＣＤ表示

はＰ23 参照。

DISPLAY SELECT
ＭＯＤＥキーRANGE(H)O2vo1%

ＭＯＤＥキー

５－２ 停止操作

停止操作！

受信器電源をＯＦＦにする場合は、発信器内、センサ部がエア雰囲気であることを確認すること。センサ劣化の要因になりま
す。

電 源 を
ＯＦＦにする
する

受信器の電源スイッチをＯＦＦする。

！

分析計および受信器の端子部点検、あるいは配線取外し等の保守を行う場合は、外部の電源（元電源）スイッチをＯＦＦにす
ること。
－20－

５－３ キー操作方法
キー操作による機能は以下の 10 種類があります。
ＣＬＤ表示（上段）
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

電源投入

ＷＡＲＭ－ＵＰRANGE(H)Ｏ2vol%DISPLAY SELECT : ディスプレイ表示選択
RANGE SELECT: レンジ切替CAL,OPERATION : 校正操作
CAL,DATA SET: 校正データ設定
CAL,DATA MONITOR : 校正データ確認
SENSOR PARAMETER :センサーパラメータ設定
OUT SET: 出力信号設定
ALARM SET: Ｏ2 濃度警報設定
WET/DRY SET: WET/DRY１、２選択
PURGE OPERATION : パージ操作「MODE」キーDISPLAY SELECT
ダウンキー「▼」「▲」アップキー

RANGE SELECT
「▼」

「▲」

CAL,OPERATION
「▼」

「▲」

CAL,DATA SET
「▼」

「▲」

CAL,DATA MONITOR
「▼」

「▲」

SENSOR PARAMETER
「▼」
OUT
「▼」

「▲」
SET
「▲」

ALARM SET「▼」「▲」WET/DRY SET
「▼」

「▲」

PURGE OPERATION（Ｐ22 参照）
ディスプレイ表示の選択が可能です。
（Ｐ23 参照）
レンジ切替と一次遅れ演算時間の設定が可能です。
（Ｐ24､25 参照）
校正操作の設定が可能です。
（Ｐ26､27､28 参照）
校正ガス濃度設定および自動校
正のデータ設定が可能です。
（Ｐ29 参照）
校正後の校正データ確認が可能です。
（Ｐ30、31 参照）
センサパラメータの設定が可能です。
（Ｐ32､33 参照）
出力信号調整およびホールド機
能選択が可能です。
（Ｐ34､35 参照）
酸素濃度上下限設定が可能です。
（Ｐ36、37 参照）
WET/DRY 演算の設定が可能です。
（Ｐ38､39､40 参照）
パージ操作の設定が可能です。

－21－

①

DISPLAY SELECT（ディスプレイ表示選択）
ＬＣＤ表示「MODE」キーDISPLAY SELECT「ＳＥＬ」キー「 」シフトキーDISPLAY SELECT
Ｏ2％

下段データ点滅「ＥＮＴ」キー「ＳＥＬ」キーDISPLAY SELECT
Vs
mV

ＬＣＤ表示
RANGE( )O2vol％「ＳＥＬ」キーDISPLAY SELECT
Ip
mA「ＳＥＬ」キーDISPLAY SELECT
Vp
Ｖ「ＳＥＬ」キーDISPLAY SELECTVHS
Ｖ「ＳＥＬ」キーDISPLAY SELECT
IH
mA「ＳＥＬ」キーDISPLAY SELECTRHOΩ「ＳＥＬ」キーDISPLAY SELECT
RH/RHO
Ω/Ω
「ＳＥＬ」キーDISPLAY SELECT
OUT
mA「ＳＥＬ」キー－22－

ＬＣＤ下段データをＬＥＤ
ディスプレイに表示

ＬＥＤ表示例②

RANGE SELECT（レンジ切替）
ＬＣＤ表示「MODE」キー「MODE」キー
RANGE SELECT「SEL」キー
RENGE SELECTLOCAL ON または OFF

ON：現場レンジ切替
OFF：リモートレンジ切替「 」シフトキー
下段データ点滅（ON 又は OFF 点滅）「▲」アップキー
下段データ切替（ON 又は OFF 選択）「ENT」キーH または L
（選択ﾚﾝｼﾞ）

RANGE SELECTLOCAL OROFF

RANGE()Ｏ2vol１％)

RANGE SELECT
LOCAL
ON「ENT」キー「SEL」キーRANGE SELECT
HIGH
～ ％

「

」シフトキーRANGE SELECT
LOW～ ％下段データ点滅（レンジ値点滅）HIGH 側：高レンジ
LOW 側：低レンジ（レンジ幅が大きい方を高レンジとします）

RANGE SELECT
Delay Timesec

Delay Time：一次遅れ演算時間（０～60sec）「 」シフトキー
下段データ点滅：上位の桁：下位の桁｢▲｣アップキー｢▼｣ダウンキー
下段データ設定「ENT」キーRANGE SELECT
Delay Time
sec
「SEL」キー－23－

③ CAL OPERATION（校正操作）
LCD 表示「MODE」キー」CAL OPERATION」「MODE」」 「SEL」キー」CAL OPERATION」
AIR IN％」「SEL」キー「 」シフトキー」
下段データ点滅」 「ENT」キーCAL OPERATION」
AIR CAL％」
30 秒後「MODE」RANGE( )O2vol％」
AIR 校正設定時のみ」

手動エア校正開始
指示値安定後「ENT」キー(「CLR」「ENT」で校正中止)
CAL RECmS

CAL OPERATION」
AIR IN％」「SEL」キーCAL OPERATION」
ZERO IN％」「SEL」キー「 」シフトキー」ZERO 校正設定時のみ」

手動ゼロ校正開始
指示値安定後「ENT」キー(「CLR」「ENT」で校正中止)

下段データ点滅」 「ENT」キーCAL OPERATION」
ZERO CAL％」
30 秒後

CAL RECmS

CAL OPERATION」
ZERO IN％」「SEL」キーCAL OPERATION」
SPAN IN％」「SEL」キー「 」シフトキー」

SPAN 校正設定時のみ」
手動スパン校正開始
指示値安定後「ENT」キー(「CLR」「ENT」で校正中止)

下段データ点滅」 「ENT」キーCAL OPERATION」
SPAN CAL％」
30 秒後

CAL REC

」
－24－

m

S

」

CAL OPERATIONSPAN IN％」「SEL」キーCAL OPERATION」
CAL STARTmin」「 」シフトキー

AUTO
SEMI AUTO 設定時のみ」

手動校正スタート(「CLR」｢ENT」で校正中止）

下段データ点滅」 「ENT」キーCAL OPERATIONCAL AIRms」
タイムアップ後CAL OPERATIONCAL ZEROms」
タイムアップ後CAL OPERATIONCAL SPANms」
タイムアップ後CAL OPERATION 」
CAL RECms」
タイムアップ後」－25－

CAL RECm

S

校正点設定内容による
ex.AIR 点のみの場合はZERO、SPAN はなし

④

CAL DATA SET（校正データ設定）
LCD 表示「MODE」キー」CAL DATA SET

CAL,TYPE
校正点設定内容による」」 「SEL」キーCAL OPERATION
AIR％」「SEL」キー「 」シフトキー」
下段データ点滅

ex A/Z/S：AIR､ZERO､SPAN 点校正値入力
」
：上位の桁
：下位の桁

」 「▲」アップ「▼」ダウンキー
AIR 点校正値入力」 「ENT」キーCAL OPERATIONAIR％
AIR 点校正値設定」「SEL」キーCAL OPERATIONZERO％」「SEL」キー「 」シフトキー」
下段データ点滅

：上位の桁
：下位の桁

」 「▲」アップ「▼」ダウンキー
ZERO 点校正値入力」 「ENT」キーCAL OPERATION」
ZERO％
ZERO 点校正値設定」「SEL」キー」CAL OPERATION」
SPAN％」「SEL」キー「 」シフトキー」
下段データ点滅

：上位の桁
：下位の桁

」 「▲」アップ「▼」ダウンキー
SPAN 点校正値入力」 「ENT」キー」－26－

CAL OPERATIONSPAN 点校正値設定
SPAN
％
」
」
「SEL」キー｢AUTO｣｢SEMI AUTO｣自動校正、遠隔校正時のみ
CAL OPERATION」
AIR TIME
min
１～99min「SEL」キー」「 」シフトキー：上位の桁」
下段データ点滅：下位の桁」 「▲」アップ「▼」ダウンキー
AIR 点校正時間入力」 「ENT」キーCAL OPERATION」
AIR TIMEmin

AIR 点校正時間設定「SEL」キーCAL OPERATION」
Z､S TIME
min「SEL」キー」
１～99min」「 」シフトキー：上位の桁」
下段データ点滅：下位の桁」 「▲」アップ「▼」ダウンキー
ZERO､SPAN 点校正時間入力」 「ENT」キーCAL OPERATION」
Z､S TIME
min

ZERO 点SPAN 点校正時間設定「SEL」キーCAL OPERATIONREC TIME
min「SEL」キー０～99min」「 」シフトキー：上位の桁」
下段データ点滅：下位の桁」 「▲」アップ「▼」ダウンキー
REC（リカバリー）時間入力」 「ENT」キーCAL OPERATIONREC TIME
min（校正終了後の遅延時間）
リカバリー時間設定「SEL」キー－27－

｢AUTO｣自動校正時のみ
CAL OPERATION
CYCLE
D H

1Ｈ～99Ｄ23Ｈ（１時間～99 日 23 時間）「SEL」キー「 」シフトキー
」

：上位の桁
：下位の桁

下段データ点滅」 「▲」アップ「▼」ダウンキー
CYCLE(校正周期)時間入力」 「ENT」キーCAL OPERATION
CYCLE
D H

校正周期設定「SEL」キー 」
CAL OPERATION
DELAY
D H

電源投入から自動校正開始までの時間
1Ｈ～99Ｄ23Ｈ「SEL」キー「 」シフトキー：上位の桁」
下段データ点滅：下位の桁」 「▲」アップ「▼」ダウンキー
DELAY(電源投入からの遅延)時間入力」「ENT」キーCAL OPERATION
DELAY
D H

電源投入から自動校正開始までの遅延時間設定「SEL」キーCAL OPERATION
NEXT
h m

次の自動校正までの時間表示」「SEL」キー

－28－

」

⑤

CAL DATA MONITOR（校正データ表示）
LCD 表示「MODE」キー」CAL DATA MONITOR」」「SEL」キー
CAL DATA MONITOR
AIR IpmA

AIR 点 Ip 電流値」「SEL」キーCAL DATA MONITOR
ZERO Ip
mA

ZERO 点 Ip 電流値」「SEL」キーCAL DATA MONITORSPAN Ip
mA

SPAN 点 Ip 電流値」「SEL」キーCAL DATA MONITOR
AIR VpＶ

AIR 点 Vp 電圧値」「SEL」キーCAL DATA MONITOR
ZERO Vp
Ｖ

ZERO 点 Vp 電圧値」「SEL」キーCAL DATA MONITORSPAN VpＶ

SPAN 点 Vp 電圧値」「SEL」キーCAL DATA MONITOR
A、DRIFT％

前回校正値に対する
AIR 点ドリフト値「SEL」キーCAL DATA MONITOR
Z、DRIFT％ZERO 点ドリフト値」「SEL」キーCAL DATA MONITOR
S、DRIFT％SPAN 点ドリフト値」「SEL」キー
」

－29－

⑥

SENSOR PARAMETER（センサパラメータ）
LCD 表示「MODE」キー」SENSOR PARAMETER」」「SEL」キー
SENSOR PARAMETERLINEARIZER

リニアライザー№０～３」「SEL」キー「 」シフトキー」
下段データ点滅」 「▲」アップ「▼」ダウンキー
リニアライザー№入力」 「ENT」キーSENSOR PARAMETERLINEARIZER

リニアライザー№設定」「SEL」キー
電流感度係数(Ip mA/O2％)
0.05～0.7（初期設定 0.35）

SENSOR PARAMETERKa「SEL」キー：上位の桁「 」シフトキー」：下位の桁
下段データ点滅」 「▲」アップ「▼」ダウンキー
電流感度係数入力」 「ENT」キーSENSOR PARAMETER」
Ka

電流感度係数設定」「SEL」キーゼロ(N2)点 Ip 電流値－１～１mA（初期設定０）

SENSOR PARAMETER」
Ip(N2)mA「SEL」キー：上位の桁「 」シフトキー」：下位の桁
下段データ点滅」 「▲」アップ「▼」ダウンキー

ゼロ(N2)点 Ip 電流値入力」「ENT」キー」－30－

SENSOR PARAMETER
Ip(N2)mA

ゼロ(N2)点 Ip 電流値設定」「SEL」キー-02 側感度補正係数
0.5～1.5（初期設定 1.0）

SENSOR PARAMETER」
km「SEL」キー：上位の桁「 」シフトキー」：下位の桁
下段データ点滅」 「▲」アップ「▼」ダウンキー-02 側感度補正係数」「ENT」キー
SENSOR PARAMETER」km-02 側感度補正係数設定「SEL」キーブタン燃焼時の-02 値ゲイン
0.1～10.0（初期設定 0.42）

SENSOR PARAMETER」β「SEL」キー
」

－31－

⑦

OUT SET（出力信号設定）
LCD 表示「MODE」キー
」

OUT

SET

」
」「SEL」キー
OUT SET 」
ADJUST

出力調整
０％：４ mA 調整
50％：12mA 確認「 」シフトキー

100％：20mA 調整

下段データ点滅～」 「▲」アップ「▼」ダウンキー
電流計の値を調整、確認

OUT＋

～

端子台

OUT－
Ａ

」「ENT」キー

電流計(mA)接続

OUT SET
ADJUST
出力信号調整完了「SEL」キー」
設定別ホールド動作

OUT SET
HOLD SEL
STD

状態

STD

下段データ点滅

校正中
パージ中
ホールド入力中MFT入力中5秒前の値に ホールドしない
ホールド
5秒前の値にホールド」 「▲」アップキー
ホールド機能選択」「ENT」キー
OUT SET 」
HOLD SEL
STD

ホールド機能選択」「SEL」キー
OUT
PHM1

ﾌﾟﾘｾｯﾄﾊｰﾄﾞﾏﾆｭｱﾙ１入力
０～100％

SET 」％「 」シフトキー
下段データ点滅」 「▲」アップ「▼」ダウンキー
ﾌﾟﾘｾｯﾄﾊｰﾄﾞﾏﾆｭｱﾙ１の値入力」「ENT」キー
」
－32－

PHM2

5秒前の値にホールド

異常発生中「 」シフトキー

HOLD SET 設定
OFF
PHM1
PHM1
設定値に
ホールド

PHM2
設定値に
ホールド

OUT
PHM1

OUT
PHM2

SET
％

ﾌﾟﾘｾｯﾄﾊｰﾄﾞﾏﾆｭｱﾙ１設定「SEL」キー」ﾌﾟﾘｾｯﾄﾊｰﾄﾞﾏﾆｭｱﾙ２入力
０～100％

SET％「 」シフトキー
下段データ点滅」 「▲」アップ「▼」ダウンキー
ﾌﾟﾘｾｯﾄﾊｰﾄﾞﾏﾆｭｱﾙ２の値入力」 「ENT」キー
OUT
PHM2

SET

ﾌﾟﾘｾｯﾄﾊｰﾄﾞﾏﾆｭｱﾙ２設定％」「SEL」キー
OUT
LIMIT

SET

出力オーバーレンジ入力
０～５％
ex16mA×５％＝0.8mA
3.2mA～20.8mA 出力「 」シフトキー％

下段データ点滅」 「▲」アップ「▼」ダウンキー
出力オーバーレンジ入力」「ENT」キー
OUT
LIMIT

SET 」
％

出力オーバーレンジ入力「SEL」キー
」

－33－

⑧

ALARM SET（警報設定）
LCD 表示「MODE」キー
ALARM SET
「SEL」キーOUT SET
MODE

警報選択「SEL」キー「 」シフトキー
下段データ点滅

OFF ：警報なし
HIGH：上限警報「▲」アップキー

LOW ：下限警報

警報選択「ENT」キー
OUT
MODE

SET
HIGH & LOW「SEL」キー

OUT
HIGH

SET
％

上限警報値
０～25％

「SEL」キー「 」シフトキー
下段データ点滅「▲」アップ「▼」ダウンキー
上限警報値入力「ENT」キー
OUT
HIGH

SET
％

上限警報値設定「SEL」キー
OUT
LOW

SET
％

下限警報値設定
０～25％「 」シフトキー
下段データ点滅「▲」アップ「▼」ダウンキー
下限警報値入力「ENT」キー

－34－

OUT
LOW

SET

下限警報値設定％「SEL」キー－35－

⑨ WET／DRY SET（WET／DRY 設定）
LCD 表示「MODE」キー
WET／DRY SET「SEL」キーWET／DRY SET
MODEWET「SEL」キー「 」シフトキー

下段データ点滅WET／DRY 選択
WET：WET 出力
DRY1：DRY1 演算出力
（気体燃料）
DRY2：DRY2 演算出力
（個体、液体燃料）「▲」アップキー
WET／DRY1／DRY2 選択「ENT」キーWET／DRY SET
MODE
DRY1
※１

WET／DRY SET
MODE
DRY2

「SEL」キー※２

WET／DRY SET
CO2％「SEL」キーWET／DRY SETＣ％「SEL」キー「SEL」キーWET／DRY SETCO％WET／DRY SET
Ｈ％「SEL」キーWET／DRY SET
H2％

WET／DRY SETＳ％「SEL」キーWET／DRY SET
CH4％WET／DRY SET
Ｎ％「SEL」キーWET／DRY SET
C2H6％

WET／DRY SET
H2O％「SEL」キー「SEL」キーWET／DRY SET
C3H8％

WET／DRY SETＯ％「SEL」キー「SEL」キーWET／DRY SET
C4H10％「SEL」キー－36－

WET／DRY SET
C5H12％「SEL」キーWET／DRY SET
N2％「SEL」キーWET／DRY SETO2％「SEL」キーWET／DRY SET
N2O％「SEL」キー※１：気体燃料成分を入力します。
※２：固体、液体燃料成分を入力します。
「」シフトキーでデータ点滅「▲」アップ「▼」ダウンキーでデータ入力「ENT」キーでデータ設定

－37－

⑩

PURGE OPERATION（パージ操作）「MODE」キー
PURGE OPERATION」「SEL」キー
PURGE OPERATIONON TIME
sec「SEL」キーパージＯＮ時間
１～99sec「 」シフトキー

下段データ点滅「▲」アップ「▼」ダウンキー
パージＯＮ時間入力「ENT」キー
PURGE OPERATIONON TIME
10sec

パージＯＮ時間設定「SEL」キー
PURGE OPERATION
OFF TIME
sec「SEL」キーパージＯＦＦ時間
１～99sec「 」シフトキー

下段データ点滅「▲」アップ「▼」ダウンキー
パージＯＦＦ時間入力「ENT」キー
PURGE OPERATION
OFF TIME
10sec

パージ OFF 時間設定

「SEL」キー
PURGE OPERATIONＮ「SEL」キーパージ ON／OFF 回数

３「 」シフトキー

下段データ点滅「▲」アップ「▼」ダウンキー
パージ ON／OFF 回数入力
「ENT」キー
PURGE OPERATIONＮ
３

パージ ON／OFF 回数設定

「SEL」キー－38－

PURGE OPERATIONREC TIME
min「SEL」キーリカバリー時間

０～99min３「 」シフトキー

下段データ点滅「▲」アップ「▼」ダウンキー
リカバリー時間入力「ENT」キー
PURGE OPERATIONREC TIME
3min

リカバリー時間設定「SEL」キー
PURGE OPERATION
START
min
「SEL」キーパージ所要時間

３「 」シフトキー

下段データ点滅「ENT」キー（手動パージスタート）
PURGE OPERATION
PURGE
m
s

パージスタート

PURGE OPERATIONPURGE ON
m
s

パージＯＮ

PURGE OPERATIONPURGE OFFms

パージＯＦＦ

PURGE OPERATIONPURGE RECms

パージ終了後のリカバリー

PURGE( ) O2vol％

初期画面

PURGE OPERATION
CYCLE
D
H

パージ周期

「SEL」キー

１Ｈ～99Ｄ23Ｈ
３「 」シフトキー

下段データ点滅「▲」アップ「▼」ダウンキー
パージ周期入力「ENT」キー－39－

PURGE OPERATION
CYCLE
01D H

パージ周期設定「SEL」キー
PURGE OPERATION
DELAY
D
H
「SEL」キー

電源投入から自動パージ開始までの時間

０Ｈ～99Ｄ23Ｈ
３「 」シフトキー

下段データ点滅「▲」アップ「▼」ダウンキー
電源投入から自動パージ開始までの時間入力「ENT」キー
PURGE OPERATION
DELAY
D02H
３「SEL」キー
PURGE OPERATION
NEXT
D H

電源投入から自動パージ開始までの時間
設定
次の自動パージまでの時間表示

３「SEL」キー－40－

５－４ ユーザーキー入力値（仕様に合わせエナジーサポートにて設定し納入されます）
№

ブロック名

①

DISPLAY SELECT②

RANGE SELECT

設定項目

設定値

内

０2％

ＬＥＤディスプレイ表示

LOCAL

OFF

レンジ切替現場

HIGH(高レンジ)

高レンジ選択LOW(低レンジ)

低レンジ選択Delay Time④

CAL.DATA SET

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

OUT SETALARM SETWET/DRY SETPURGEOPERATION

一次遅れ演算時間

AIR(校正エア値)

エアーＯ2 濃度ZERO

(校正ゼロ値)

ゼロガス濃度SPAN(校正ｽﾊﾟﾝ値)

スパンガス濃度AIR TIME

５min

エア校正時間Z,S TIME

５min

ゼロ、スパン校正時間

RECOVERY

３min

リカバリー時間

CYCLE

30D00H

校正周期

DELAY

00D07H

校正遅延

LINEARIZERSENSORPARAMETER

０sec（１，２，３） リニアライザ№ 検査データによる

Ka

0.35

電流感度係数

IP(N2)

0.00

ゼロ点 IP 電流

Km

1.00

－Ｏ2 感度補正係数

β

0.42

ブタン燃料－Ｏ2 ゲイン

ADJUST０％

出力信号調整HOLD SET

OFF

出力信号ホールド

PHM1

０％

出力設定１

PHM2

０％

出力設定２

LIMIT

０％

出力オーバーレンジ

MODE

OFF

警報選択

HIGH

25％

Ｏ2 上限値

LOW

０％

Ｏ2 下限値MODE

WET

WET/DRY 選択

CO2～H2O

全て０％

ON TIME

10sec

パージＯＮ時間

OFF TIME

10sec

パージＯＦＦ時間

ON/OFF N

５

ＯＮ／ＯＦＦ回数RECOVERY

３min

リカバリー時間

DRY1/DRY2 データ設定

START

全時間表示

パージ時間

CYCLE

01D00H

パージ周期

DELAY

00D02H

パージ遅延

キー操作方法、項目№

容

表中(
－41－

)内は、指示書(図面等)により入力

５－５ システムキー入力値（仕様に合わせエナジーサポートにて設定し納入されます）
ブロック名

HEATER CONTROL

設定項目

設定値

内

Warm up

３min

暖機時間

VHS

10.50Ｖ

ヒータ電圧

RH/RHO

2.700

目標抵抗比

Ｐ

100％

比例帯

Ｉ

100sec

積分時間

Ｄ

1sec

微分時間

H.ZERORANGE SETH.SPANL.ZERO

図面等のレンジを入力

H､レンジ設定－15～25％

L.SPAN

FAIL SET A

FAIL SET A

FAIL SET B

FUNCTION SET

Ka H.

0.500

電流感度高

Ka L.

0.100

電流感度低

KM H.

1.30

－Ｏ2 電流感度高

KM L.

0.70

－Ｏ2 電流感度低

Ip N2±0.50mA

ゼロ校正異常Ip H.

10.00mA

Ip 電流高

Ip L.

-10.00mA

Ip 電流低

Vp H.

2.30V

Vp 電圧高

Vp L.

-2.30V

Vp 電圧低

Vs H.

600mV

Vs 電圧高

Vs L.

100mV

Vs 電圧低

IH H.

1600mAIH 電流高

IH L.

500mA

IH 電流低VHS H.

13.00VVHS 電圧高

VHS L.

5.00V

VHS 電圧低

Ｏ2 MODE＋０2,-Ｏ2

Ｏ2 モードCAL MODE

OFF,MANUAL,SEMIAUTO,AUTO

校正モード

CAL TYPE

A,A/Z,A/S,A/Z/S,S,Z/S

校正ガス

PUG MODE

OFF,SEMIAUTO,AUTO

パージモードMONI SW

OFF に設定(A/D MONITOR)

Ａ／ＤモニタWARNING

ＯＮに設定

設定ミス表示－42－容(1) 接点出力（仕様に合わせエナジーサポートにて設定し納入されます）
接点出力はＲＹ１からＲＹ５まで有りその内、ＲＹ５はｂ接点で異常出力専用（異常になった
時ＯＮ）で残りのＲＹ１からＲＹ４まではａ接点で下表の各機能が設定出来ます。接点容量はＡ
Ｃ250Ｖ１、５Ａ／ＤＣ30Ｖ1.5Ａです。
HEATER. CONTROL「▲」キー
RANGE SET「▲」キー
FAIL SET A「▲」キー
FAIL SET B「▲」キー
IN RY SET「▲」キー

「SEL」キーOUT RY SET
「▲」キー

「

OUT RY SETRY1 REM RANGE」「 」キーで点滅

RY 1 - RY 4.設定

FUNCTION SET「▲」キー「▲」「▼」キーで切替「ENT」キーで設定

HEATER CONTROLOUT RY SET
RY4 MFT IN

接点出力に設定出来る機能
設

定
OFF
RANGE HRANGE LCAL AIRCAL ZEROCAL SPAN
PURGE
MAINTEALARM HALARM LALARM H&L

内
容
この接点は使用しない
HIGH レンジが選択されている時ＯＮになる
LOW レンジが選択されている時ＯＮになる
自動校正で AIR ガスを流す時ＯＮになる
自動校正で ZERO ガスを流す時ＯＮになる
自動校正で SPAN ガスを流す時ＯＮになる
パージの時、MFT の時ＯＮになる
昇温中、パージ中、校正中、HOLD 信号入力中、MFT 信号入力中 SYSTEM データ
設定中（CPU 基板のＳ２－１がＯＮの時）
酸素濃度が上限設定値より高い（詳細はアラームの項参照）
酸素濃度が下限設定値より低い（詳細はアラームの項参照）
ALARM H または ALARM L がＯＮしている

注)RANGE H と RANGE L はどちらかが常にＯＮしている。
－43－

(2) 接点入力（仕様に合わせエナジーサポートにて設定し納入されます）
接点入力としてＩＮ１からＩＮ５までの５ケ所あり、それぞれ設定が出来ます。
なお開放時の端子電圧は約 10～12Ｖ、短絡時の電流は約５～６mA です。
HEATER. CONTROL「▲」キー
RANGE SET「▲」キー
FAIL SET A「▲」キー
FAIL SET B「▲」キー「SEL」キーIN RY SET「▲」キー「

IN RY SETRY1 REM RANGE」「 」キーで点滅

OUT RY SET「▲」キー

RY 1 - RY 4.設定「▲」「▼」キーで切替「ENT」キーで設定

FUNCTION SET

IN RY SETRY4 MFT IN「▲」キー
HEATER CONTROL
接点入力に設定出来る機能
設 定
OFF

内

容

この端子は使用しない
RANGE SELECT／LOCAL OFF の状態でこの端子が開放の時 HIGI レンジ、短絡の時
REM RNG
LOW レンジになる。
この端子が短絡されると電流出力が直前の値にホールドされる。７セグ LED のOUT HOLD
表示はホールドしない。
CAL MODE が SEMI AUTO または AUTO で測定状態の時この端子が短絡されると自REM CAL
動校正が始まる。
PUG MODE が SEMI AUTO または AUTO の時この端子が短絡されるとパージが始ま
REM PUGる。
この端子が短絡されると電流出力はホールドされ、７セグ LED の表示は「- - - -」になる。
MFT IN
ヒーター制御は中止されセル異常、温度低下異常は検出しない。
パージリレーが設定されるとＯＮになる。
解除されると昇温から始まる。
この端子が短絡された時点からタイマー校正とタイマーパージの計時が再始動
RESETする。次のタイマー校正はの設定時間後、次のパージはの設定時間後である。
同じ機能が２つ以上の端子に設定された場合はどちらの入力でも動作する。
－44－

５－６ ガス校正の方法！ ガス校正は、測定精度を維持するために必ず定期的に実施して下さい。
（１回／月程度）・校正の方法種

類

校正方法

MANUAL

手動校正

内

容

校正点のガス挿入と校正キー操作を手動にて実施します。
校正点のガス挿入と校正操作は電磁弁等を使用し自動SEMI AUTO

手動スタート校正にて実施します。校正スタートは手動キー操作または遠隔操作にて実施します。
校正点のガス挿入と校正操作は電磁弁等を使用し自動

AUTO

自動校正

にて実施します。校正スタートは内部タイマーまたは
遠隔操作にて実施します。

（システムキー入力となりますのでエナジーサポートにて設定します）
遠隔操作（REM、CAL）を実施する場合は、事前に接点入力の割り付けが必要です。

・校正の種類
種

類
Ａ

校正方法

内

容

AIR

高レンジ１点校正

Ａ／Ｚ

AIR、ZERO

高レンジ２点校正

Ａ／Ｓ

AIR、SPAN

高レンジ、低レンジ各１点校正、または SPAN 点は-Ｏ2側の校正に使用する。

Ａ／Ｚ／Ｓ AIR、ZERO、SPAN
Ｓ
Ｚ／Ｓ

高レンジ３点校正
ただし SPAN 点は低レンジに合わせる。または SPAN 点
は-Ｏ2 側の校正に使用する。

SPAN

低レンジ１点校正または-Ｏ2 側の校正に使用する。

ZERO、SPAN

低レンジ２点校正または SPAN 点は-Ｏ2 側の校正に使用する。

（システムキー入力となりますのでエナジーサポートにて設定します）※-Ｏ2 側の校正は SPAN 点にて設定します。
-Ｏ2 側の校正ガスは、CO：９％、Ｈ2：７％、CO2：９％、Ｎ2：Bal の水バブリングして使用します。
校正値は－８％Ｏ2 となります。

－45－

出力ホールド
MAINTE リレー
５秒

AIR 校正データ取り込み
30 秒

AIR ガスリレー
AIR 点校正時間(通常３～５分)

ZERO ガスリレー

ZERO 校正データ取り込み

５秒

30 秒
５秒

ZERO､SPAN 点校正時間(通常３～５分)

SPAN ガスリレー

SPAN 校正データ取り込み
30 秒

ZERO､SPAN 点校正時間 ﾘｶﾊﾞﾘｰ時間(通常２～５分)(通常３～５分)
キー操作による校正のときはこの時間が LCD に表示されます
LCD 表示CAL.OPERATIONCAL.START
min

・校正のタイミング

・校正曲線
通常の校正は AIR１点校正で御使用いただけますが精度良く測定するため、下記の校正点が選択（－Ｏ2 を含むレンジの場合）
できます。

(%)

(%)
25

AIR 点

25

AIR

20

SPAN 点

15

20
15
10
ZERO 点

AIR 点
AIR

10
ZERO 点５

５※SPAN 点

－５
－10
－15

－46－

※－Ｏ 2 側の校正は SPAN 点にて設定します。

・ＭＡＮＵＡＬ（手動）校正方法［校正ﾓｰﾄﾞが MANUAL(手動)の場合］校正ﾊﾞﾙﾌﾞを手動にて操作して校正する場合に、ＭＡＮＵＡＬ（手動）校正を実施下さい｡
校正用電磁弁を開閉させて校正する場合は、ＳＥＭＩ ＡＵＴＯ(手動ｽﾀｰﾄ)校正を実施下さい｡
LCD 表示RANGE(
測定中「MEAS」)Ｏ2vol％｢MODE｣キーDISPLAY SELECT｢▲｣アップキー（複数回操作）
CAL OPERATION｢SEL｣キーCAL OPERATION
AIR IN
20.6％

ZERO／SPAN も同様です｢→｣シフトキー
CAL OPERATION
AIR IN
20.6％

下段データ点滅｢ENT｣キー
保守中(校正中)「MAINTE」

CAL OPERATION
AIR CAL
20.6％

下段データ点滅(校正エアバルブ開)LEDＯ2 濃度指示安定後｢ENT｣キーCAL OPERATION
AIR CAL20.6％
AIR データ取り込み 30 秒
CAL OPERATION
AIR IN％(校正エアバルブ閉)(エア校正終了)校正終了後、ＭＯＤＥキーを２回押す「SEL」キー

注） ＭＡＮＵＡＬ（手動）校正中に他の操作［AUTO(自動)ﾊﾟｰｼﾞ、REM(遠隔)ﾊﾟｰｼﾞ］が入ると、干渉を受け校正ができない場合はあります。その場合は、再度手動校正が必要となります。

－47－

・ＳＥＭＩ ＡＵＴＯ(手動スタート)校正方法
手動スタートにて、自動校正を開始します。
LCD 表示RANGE()Ｏ2vol％｢MODE｣キーDISPLAY SELECT｢▲｣アップキー
測定中「MEAS」CAL OPERATION｢SEL｣キーCAL OPERATIONCAL STARTmin｢→｣シフトキー
CAL OPERATIONCAL STARTmin

下段データ点滅｢ENT｣キーCAL OPERATIONCAL AIRm s

下段データカウントダウン
CAL AIR：エア電磁弁開CAL ZERO ：ゼロ電磁弁開
保守中(校正中)「MAINTE」

CAL SPAN ：スパン電磁弁開
リカバリー時間CAL OPERATIONCAL RECm s

下段データカウントダウン(校正終了)－48－

５－７ パージの方法
パージは、プローブ発信器内部を清掃するため、圧縮エアを吹き付けるもので、必要性に応じて定期的に実施して下さい。
パージの方法
種

類

パージ方法

内

容

OFF

パージ機能なしSEMI AUTO

手動スタートパージ

手動キー操作または遠隔操作によりパージ接点を出力します。

AUTO

自動パージ

内部タイマーまたは遠隔操作によりパージ接点を出力します。

パージを実施する場合は、事前に接点出力の割り付けが必要です。
遠隔操作（REM PURGE）を実施する場合は事前に接点入力の割り付けが必要です。
パージのタイミングを下図に示す。

出力ホールド
MAINTE リレー
５秒

１回

２回

３回

パージ回数(通常３～５回)
リカバリー時間

パージリレー
パージ ON 時間(通常 10～20 秒)

パージ OFF 時間(通常 10～20 秒)
キー操作でパージを始めるときは LCD にこの時間が表示されます
PURGE OPERATION
START
min

－49－

・ＳＥＭＩ ＡＵＴＯ(手動スタート)パージ方法
LCD 表示RANGE()Ｏ2vol％｢MODE｣キーDISPLAY SELECT｢▲｣アップキー
PURGE OPERATION｢SEL｣キー
PURGE OPERATIONON TIME
sec｢SEL｣キー
測定中「MEAS」PURGE OPERATION
OFF TIME
sec｢SEL｣キー
PURGE OPERATIONN｢SEL｣キー
PURGE OPERATIONREC TIME
min｢SEL｣キー
PURGE OPERATION
START
min
｢→｣シフトキー
PURGE OPERATION
START
min

下段データ点滅｢ENT｣キー
PURGE OPERATIONPURGE ONm s

下段データカウントダウン

パージ回数(Ｎ回)繰り返す
測定中(パージ中)

PURGE OPERATIONPURGE OFFm s

下段データカウントダウン

PURGE OPERATIONPURGE RECm s

下段データカウントダウン「MAINTE」(パージ終了)
－50－

６．保

守

！ 日常定期点検は、正常な機能を維持して正確な測定を行っていただくために大切な保守・点検です。その項目および方法について内容をよくご理解の上、必ず実施して下さい。

６－１ 日常・定期点検

ガス
校正

周
１ヶ月
期
方 ５－６項に従ってガス校正を実施して下さい。
法 （５－３④項に従って校正方法等の設定して下さい）
周
１ヶ月
期

セン
サの
点検

ガ ス 校 正 終 了 後 、 前 回 校 正 値 に 対 す る ド リ フ ト 値 の 確 認 （ CAL.DATA
方法 MONITOR）通常±２％F.S.／月以内ですがこれを超える場合は、センサ劣化傾向にあると考えます。
周
１～６ヶ月（ガス校正時に異常があった場合に点検）期
AIR 点での Vs 起電力確認（DISPLAY SELECT）
方 通常約 50mV が異常時には 100mV を超える値になります。この場合センサ、法
センシングセル電極に被毒ガスが吸着されセル抵抗が大きくなり、センサ
劣化傾向にあると考えます。

セン
サの
交換

周
推定２年以上（サンプルガス性状により異なります）
期
方 センサ交換の必要が生じた際は、（６－２項トラブルシューティング参照）
法 ＴＦ型発信器の取扱説明書を参照して下さい。

－51－

６-２ トラブルシューティング－52－

トラブルシューティング（エラー表示 P55 参照）－53－

６-３ 設定ミスの表示
LCD（下段）表示内容(01)AIR ZERO？

AIR 校正ガスと ZERO 校正ガスが近すぎる(02)AIR SPAN？

AIR 校正ガスと SPAN 校正ガスが近すぎる(03)ZERO SPAN？

ZERO 校正ガスと SPAN 校正ガスが近すぎる(04)SPAN < 0？

＋Ｏ2 モードで SPAN 校正が濃度がマイナスである(05)CAL CYCLE?

自動校正で校正時間より周期が短い(06)ALARM H&L?

アラームで幅がせますぎるかＬよりＨのほうが小さい(07)ALARM H<0?

＋Ｏ2 モードでアラームＨがマイナス(08)ALARM L<0?

＋Ｏ2 モードでアラームＬがマイナス(09)DRY1>100%?

気体燃料組成の合計が 100％を越える(10)DRY2>100%?

液体・個体燃料組成の合計が 100％を越える(11)PURGE CYCLE?

自動パージでパージ時間より周期が短い(12)RANG H ZERO?

Ｈレンジの ZERO と SPAN の差が５％未満(13)RANG L ZERO?

Ｌレンジの ZERO と SPAN の差が５％未満(14)RANGE L>H?

ＬレンジがＨレンジより大きい(15)RANGE HZ<0?

＋Ｏ2 モードでＨレンジ ZERO がマイナス(16)RANGE HS<0?

＋Ｏ2 モードでＨレンジ SPAN がマイナス(17)RANGE LZ<0?

＋Ｏ2 モードでＬレンジ ZERO がマイナス(18)RANGE LS<0?

＋Ｏ2 モードでＬレンジ SPAN がマイナス(19)KaH&l ?

差が 0.1 以下(20)Km

H&L ?

差が 0.1 以下(21)Vs

H&L ?

差が 100mV 以下(22)IH

H&L ?

差が 100mA 以下(23)VH

H&L ?

差が１Ｖ以下(24)No AIR RY?

自動校正で AIR リレーが設定されてない(25)No ZERO RY?

自動校正で ZERO リレーが設定されてない(26)No SPAN RY?

自動校正で SPAN リレーが設定されてない(27)No PURGE RY?

自動パージでパージリレーが設定されてない－54－

６-４ エラー表示
異常が発生した場合７セグ LED にエラー番号を表示して LCD にエラーの原因を表示する。この時酸素濃度演算機能は停止し、中止する。ヒーター制御はエラーの内容によって自動的に継続または停止します。
ＬＥＤ

ＬＣＤ

内

容

解

除

動

作

Ｅ－０１

チェックサムが合わない

電源再投入

測定中止

Ｅ－０２

RAM の動作異常

電源再投入

測定中止

Ｅ－０３ EEROM ERROR( xx)

EEROM の動作異常

CLR-ENT

測定中止

Ｅ－０４ LCDERRORLCD の動作異常

CLR-ENT

測定中止

Ｅ－０５ A/D

ERROR

Ａ／Ｄ変換器の異常

CLR-ENT

測定中止

Ｅ－０６ HEATER Volt (HI)

ヒーター電圧が高すぎる

CLR-ENT

測定中止

Ｅ－０７ HEATER Volt (LO)

ヒーター電圧が高すぎる

CLR-ENT

測定中止

Ｅ－０８ HEATER Curr (HI)

ヒーター電流が過大

CLR-ENT

測定中止

Ｅ－０９ HEATER Curr (LO)

ヒーター電流が不足

CLR-ENT

測定中止

Ｅ－１０ HEATER (CABLEΩ)

ヒーター用電線抵抗が大きい

CLR-ENT

測定中止

Ｅ－１１ RH/RHO ERROR

抵抗比が異常CLR-ENT

測定中止

Ｅ－１２ Ip(HIGH)

Ip 電流が大きすぎる

CLR-ENT

温調継続

Ｅ－１３ IP(LOW)

Ip 電流が小さすぎる

CLR-ENT

温調継続

Ｅ－１４ Vp(HIGH)

ポンプセル電圧が高すぎる

CLR-ENT

温調継続

Ｅ－１５ Vp(LOW)

ポンプセル電圧が低すぎる

CLR-ENT

温調継続

Ｅ－１６ Vs(HIGH)

センスセル電圧が高すぎる

CLR-ENT

温調継続

Ｅ－１７ Vs(LOW)

センスセル電圧が低すぎる

CLR-ENT

温調継続

FAILED

AIR 校正の失敗

CLR-ENT

温調継続

Ｅ－１９ CAL ZERO FAILEDZERO 校正の失敗

CLR-ENT

温調継続

Ｅ－２０ CAL SPAN FAILEDSPAN 校正の失敗

CLR-ENT

温調継続

Ｅ－１８ CAL AIR＊LED の表示はＥ－０１、Ｅ－０２は点滅しない。その他の７セグＬＥＤの表示は点滅する。
＊EEROM の異常は LCD に異常のチャンネル番号が表示される。（表中 xx の位置）
＊温調継続：酸素濃度演算停止、ヒーター制御は継続する。
＊測定中止：酸素濃度演算停止、ヒーター制御も停止する。

－55－

エラー表示の詳細
ＬＥＤ

基

準

Ｅ－０６ ヒーター電圧(ＶＨ)が 13Ｖより高くなった場合
Ｅ－０７ ヒーター電圧(ＶＨ)が５Ｖより低くなった場合
Ｅ－０８ ヒーター電流(ＩＨ)が 1600mA より大きくなった場合
Ｅ－０９ ヒーター電流(ＩＨ)が 500mA より小さくなった場合
Ｅ－１０ ヒーター電圧が（ヒーターPWM 値／800）より小さい場合
Ｅ－１１ ヒーター抵抗比が５以上が２以下の場合（昇温開始 75 秒後から検出）
Ｅ－１２ Ip 電流が 10mA より大きい場合
Ｅ－１３ Ip 電流が-10mA より小さい場合
Ｅ－１４ Vp 電圧が 2.3Ｖより高い場合
Ｅ－１５ Vp 電圧が-2.3Ｖより低い場合
Ｅ－１６ Vs 電圧が 600mV より高い場合
Ｅ－１７ Vs 電圧 100mV より低い場合
Ｅ－１８ Ka を計算した結果、電流感度が 0.1～0.5 を外れた場合
Ｅ－１９ Ip(N2)が±0.5mA を外れた場合
Ｅ－２０ km を計算した結果、マイナス電流感度が 0.7～1.3 を外れた場合
Ｅ－０５～Ｅ－０７は１秒間（４回）連続しないとエラーにならない＊印は昇温開始 75 秒間は時間に応じて基準を加減する－56－

６－５ ＤＴＦ－１０１故障状況に対する表示と動作
表示，動作
故障状況
正 電源 OFF
常 電源 ON（暖機中）
電源 ON（測定中）
電 電源喪失源 電源電圧低(-40%)
異 電源電圧高(+20%)
常入 リ Vs＋
力 ー Vs－
回 ド Ip＋路 線 Ip－異 断 H＋
常 線 H－S＋
S－
リ Vs＋／Vs－
ー Vs＋／Ip＋
ド Vs＋／Ip－
線 Vs＋／H＋（S＋）
短 Vs＋／H－（S－）
絡 Vs－／Ip＋
Vs－／Ip－Vs－／H＋（S＋）
Vs－／H－（S－）
Ip＋／Ip－
Ip＋／H＋（S＋）
Ip＋／H－（S－）
Ip－／H＋（S＋）
Ip－／H－（S－）
H＋（S＋）／H－（S－）
出 4 出力配線断線
力 ｜ 出力配線短絡
回 20
路 mA
異 出
常 力
回
路
出 RY1 機能停止
力 RY2 機能停止
リ RY3 機能停止
レ RY4 機能停止
ー RY5 機能停止
回路
Ｃ IC12／13 チェックＰ IC13 機能停止
Ｕ IC12 機能停止
異 LCD 表示
常 IC9 （A／D）
IC10 （A／D）

ＬＥＤ表示

ＬＣＤ表示

出力リレー
RY5

出力信号

解除方法

分析計動作

－
－
測定値
－
－
測定値

－
WARM-UPRANGE O2 vol%－WARM-UPRANGE O2 vol%

ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF

０mA
４mA
測定値
０mA
４mA
４mA

－
－
－
電源再投入
電源電圧修正電源出夏修正

停止
暖機
測定
停止
暖機
測定

E-13/16/17
測定値
E-15/17
E-14/17
E-07/09/10/11
E-07/09/10/11
E-07/10/11
E-11
E-17
測定値
E-12/17
E-16/17
E-12/17E-17
測定値
E-07/08/10/11
測定値
E-17
E-14/16
E-17
E-07/08/10/11
測定値
E-07/08/10/11
測定値
測定値

Vs／Ｉｐ (HIGH／LOW)RANGE O2 vol%Vs／Vｐ (HIGH／LOW)
Vs／Vｐ (HIGH／LOW)HEATER Volt (LOW) 他
HEATER Volt (LOW) 他
HEATER Volt (LOW) 他
RH／RH0 ERROR
Vs (LOW)RANGE O2 vol%Vs／Ｉｐ (LOW／HIGH)
Vs (HIGH／LOW)
Vs／Ｉｐ (LOW／HIGH)
Vs (LOW)RANGE O2 vol%HEATER Volt (LOW) 他
RANGE O2 vol%Vs (LOW)
Vs／Vｐ (HIGH)
Vs (LOW)HEATER Volt (LOW) 他
RANGE O2 vol%HEATER Volt (LOW) 他
RANGE O2 vol%RANGE O2 vol%

ON
OFF
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
OFF
ON
ON
ON
ON
OFF
ON
OFF
ON
ON
ON
ON
OFF
ON
OFF
OFF

４mA
測定値
４mA
４mA
４mA
４mA
４mA
４mA
４mA
測定値
４mA
４mA
４mA
４mA
測定値
４mA
測定値
４mA
４mA
４mA
４mA
測定値
４mA
０mA
０mA

修理後 CLR-ENT
修理
修理後 CLR-ENT
修理後 CLR-ENT
修理後 CLR-ENT
修理後 CLR-ENT
修理後 CLR-ENT
修理後 CLR-ENT
修理後 CLR-ENT
修理
修理後 CLR-ENT
修理後 CLR-ENT
修理後 CLR-ENT
修理後 CLR-ENT
修理
修理後 CLR-ENT
修理
修理後 CLR-ENT
修理後 CLR-ENT
修理後 CLR-ENT
修理後 CLR-ENT
修理
修理後 CLR-ENT
修理
修理

演算停止
測定
演算停止
演算停止
演算中止
演算中止
演算中止
演算停止
演算停止
測定
演算停止
演算停止
演算停止
演算停止
測定
演算中止
測定
演算停止
演算停止
演算停止
演算中止
測定
演算中止
測定
測定

E-13／E-16／E-17 交互点滅
測定値低下 （数分で 0%O2／４mA になる）
E-15／E-17 交互点滅
E-14／E-17 交互点滅
E-07／E-09／E-10／E-11 交互点滅 (CLR-ENT すると暖機からスタート）
E-07／E-09／E-10／E-11 交互点滅 (CLR-ENT すると暖機からスタート）
E-07／E-10／E-11 交互点滅 (CLR-ENT すると暖機からスタート）
E-11 点滅
E-17 点滅
測定値が一時的に高目に出る
E-12／E-17 交互点滅
E-16／E-17 交互点滅 (CLR-ENT 後 E-17 が消えない場合はセンサ交換）
E-12／E-17 交互点滅
E-17 点滅
測定値変化なし
E-07／E-08／E-10／E-11 交互点滅 (CLR-ENT すると暖機からスタート）
測定値変化なし
E-17 点滅
E-14／E-16 交互点滅
E-17 点滅
E-07／E-08／E-10／E-11 交互点滅 (CLR-ENT すると暖機からスタート）
測定値変化なし
E-07／E-08／E-10／E-11 交互点滅 (CLR-ENT すると暖機からスタート）

測定値
測定値
測定値
測定値
測定値

RANGE O2 vol%RANGE O2 vol%RANGE O2 vol%RANGE O2 vol%RANGE O2 vol%

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

測定値
測定値
測定値
測定値
測定値

部品交換
部品交換
部品交換
部品交換
部品交換

測定
測定
測定
測定
測定

ﾚﾝｼﾞ H，ﾚﾝｼﾞ L，ﾒﾝﾃ，ｱﾗｰﾑ H，ｱﾗｰﾑ L，ﾊﾟｰｼﾞ，校正ｴｱ，校正ｾﾞﾛ，校正ｽﾊﾟﾝ
ﾚﾝｼﾞ H，ﾚﾝｼﾞ L，ﾒﾝﾃ，ｱﾗｰﾑ H，ｱﾗｰﾑ L，ﾊﾟｰｼﾞ，校正ｴｱ，校正ｾﾞﾛ，校正ｽﾊﾟﾝ
ﾚﾝｼﾞ H，ﾚﾝｼﾞ L，ﾒﾝﾃ，ｱﾗｰﾑ H，ｱﾗｰﾑ L，ﾊﾟｰｼﾞ，校正ｴｱ，校正ｾﾞﾛ，校正ｽﾊﾟﾝ
ﾚﾝｼﾞ H，ﾚﾝｼﾞ L，ﾒﾝﾃ，ｱﾗｰﾑ H，ｱﾗｰﾑ L，ﾊﾟｰｼﾞ，校正ｴｱ，校正ｾﾞﾛ，校正ｽﾊﾟﾝ
計器異常，電源断警報 出力不可

E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-05

－
－
EEPROM ERRORLCD ERROR
A／D ERROR
A／D ERROR

ON
ON
ON
ON
ON
ON

電源再投入
電源再投入
CLR-ENT
CLR-ENT
CLR-ENT
CLR-ENT

測定停止
測定停止
測定停止
測定停止
測定停止
測定停止

O2 濃度演算及びヒータ制御が停止する （EEPROM と RAM の照合エラー）
O2 濃度演算及びヒータ制御が停止する （RAM の動作異常）
O2 濃度演算及びヒータ制御が停止する （EEPROM の動作異常）
O2 濃度演算及びヒータ制御が停止する （LCD の動作異常）
O2 濃度演算及びヒータ制御が停止する （A／D 変換器の異常）
O2 濃度演算及びヒータ制御が停止する （A／D 変換器の異常）

－57－

内

容

暖機時間は通常３分間です

約-40%で「WARM-UP」暖状態になるが復帰しない
基準電圧±10%に修正が必要

出力不可
出力不可
出力不可
出力不可

当 社
記入欄

ＳＶ－
東 大 名

*御客様へ*
大変恐れ入りますが、ＦＡＸ、またはＴＥＬにて下記内容をご連絡下さいますようお願い致します。

計測器製品修理依頼票
修理に際して、当社にご返却頂く時修理依頼内容が不十分ですと受入検査に時間を要し、納期上御迷惑をおかけする場合があります。必ず下記事項をチェックの上、ご返却お願いします。
なお、御客様名および代理店名は次ページの枠内に記入願います。

修理依頼症状チェック欄
区
分

症

状

該当個所 区にﾁｪｯｸ
分指示変化しない（ゼロのまま）
指
示
・
出
力

指示変化しない(ｾﾞﾛ/ｽﾊﾟﾝ点を除く)
振り切れたまま（スパン側）
指示ふらつき大きい
指示が突変する
指示が高すぎる

警
報
表
示
・
接
点
出
力

データ変更が出来ない

異常（表示、ランプ）がでていないのに警報接点出力が出力されている
異常にも係わらず接点出力しない
異常にも係わらず異常表示でない

速すぎる
応
答

データ設定が出来ない
データがメモリー（入力）されない

異常ランプが点灯している

異常にも係わらず異常ランプ点灯せずレンジが切り替わらない
キー操作が出来ない状

異常表示がでている エラー番号( )指示が低すぎる

キ
ー
操
作

症

時定数をかけても速すぎる
遅すぎる

校
正

スパン点校正出来ない
スパン点校正時、指示が不安定※この症状のチェック欄に該当しない場合及び点検した内容を下記に記述下さい。

該当個所
にﾁｪｯｸ
(

)

当社記入欄SV－

エナジーサポート株式会社
産業システム事業部* 御 客 様 へ*

東 京 営 業 所 TEL：03-3251-2692 FAX：03-3251-2693
名古屋営業所 TEL：0568-67-0927 FAX：0568-67-7603
大 阪 営 業 所 TEL：06-6534-0054 FAX：06-6534-0034

修理品のご返却先
産業システム事業部
行き〒484-8505 愛知県犬山市字上小針（ｶﾐｺﾊﾞﾘ）1 番地
TEL：0568-67-2194 FAX：0568-67-2742
大変恐れ入りますが、FAX にて下記内容を御連絡下さいます様お願い致します。

計測器製品修理依頼票（兼送付連絡票）
御客様御記入欄

依 頼 事 項修理,返却品,試験品,定期整備

御 依 頼 日エナジーサポート取引先殿（代理店）

御
御
社

社

名
部
－

御電話番号 （

）

－

F A X

）

－

所

殿
部

課

殿
〒

住

日

終 客 先 殿

課

御担当者名
御

最

月

殿

御 所 属 名

連

年

殿
〒

－

（

）

－

（

）

－

絡
先

番 号 （

内線

品名（型名 ）

取

付

設

備

付

製

造

番

号

属

品

名

装 置 品 番分析盤の場合のみ K装置の納入 日使

用条件

分 析 計 品 番 （K－
年

測定レンジ：ガ ス 温 度：

月日

内線

発信器 , 受信器 ）－本 品 の 納 入 日

年

月

日

測定濃度：
ガス圧力：

不 具 合 内 容 発生日時：
年
月
日
時 ～
昇温時 , 定常運転時 , 降温時 , 点検時 , その他（
詳しく御記入下さい。
書ききれない場合は別紙にて記載下さい。

）

御 社 点 検 内 容 〔点検項目〕
どんな点検をされましたか

御 要 望 事 項
当社記入欄
御 手 配 状 況

〔点検結果〕

見積書：要,否／修理報告書：要,否 期限
納 所：代理店送付,御客様送付／要求納期

月月日／検査成績書：要,否
日

受 注 品 番

御連絡は、エナジーサポート株式会社 上記担当営業部門へお願い致します。

この取扱説明書の記載内容は改良のためおことわりなく変更する場合があります。
製品の取り扱いに関する問い合わせは、技術サービスチームまでご連絡ください。

エナジーサポート株式会社
産業システム事業部