Dispensette® S を選ぶ

01
02
03
0405

5 つのメリット

独自のピストン設計で高い耐久性
初心者の方でも安全かつ使いやすい
お手入れ簡単・パーツ交換が可能
高精度・再現性JCSS校正サービス対応可S
最先端ボトルトップ型ディスペンサー（分注器）

 選ぶメリットを実感 !!
紹介動画はコチラDispensette® S を選ぶ

5 つのメリット

01 独自設計のピストン設計で高い耐久性

社
分注器は問題点を解決!

ピストン

ピストン

シリンダー

シリンダー

液体シーリング

液体シーリングピストン式

フローティングピストン式シーリングを使用したピストン設計。
外気に極力触れないシーリングピストンのため微量分析試薬を分注するには適していますが下記の様な問題点もあります。

シーリングを使わないピストンとシリンダーの独自設計。
分注する液体が潤滑油の役割をはたし最小限の力で分注できるため、 ピストンが劣化しにくい高耐久性のBRAND
社独自のピストン設計です。

問題点

1

分注数が多いと疲れる

解決!

1

最小限の力で分注できる問題点

2

シーリング部分の摩耗により製品寿命が短い解決!

2

ピストンの劣化がしにくい
高い耐久性 S

 S   に採用＊S  01- 02

02 初心者の方でも安全かつ使いやすい
安全な連続分注で作業効率アップ
フレキシブル排出チューブを利用することで、 連続分注が容易に行えます。 口の細い試験管でも正確に速く分注することができます。
山型レール

ポインター

デジタル容量可変式

アナログ容量可変式

フレキシブル
排出チューブ

分かりやすい容量調整
デジタル容量可変式は容量設定ダイアル、 アナログ容量可
変式は山型レールのポインターで、 容量調整が簡単、 正確に行えます。

薬液の廃棄が最小限に切替レバー

循環分注

リサーキュレーションバルブ付排出チューブの切替レバーを循環にすることで、 機器内の薬液を廃棄することなく、 分注シリンダー内にある気泡を抜くことができます。

リサーキュレーション
バルブ付排出チューブ

ドライチューブ
エアーろ過
滅菌フィルター

滅菌液の分注が可能

湿気等に不安定な試薬の分注に121℃のオートクレーブ滅菌と、エアーろ過滅菌フィルターの装着が可能です。

ドライチューブを装着することで、 湿気等の混入を防ぐことができます。

Dispensette® S を選ぶ

5 つのメリット

03 お手入れ簡単・パーツ交換が可能

デジタル容量可変式

アナログ容量可変式

簡単なキャリブレーション

バルブシールが不要

イージーキャリブレーション技術により、 どなたでも精度補正が短時間で簡単に行えます。

全てのバルブにおいてバルブ用シールが不要になり、洗浄、オートクレーブが簡単に行えます。

分注カートリッジの交換が可能
シンプルな固定方法
排出チューブは、 工具無しで簡単に取り付け取り外しができます。


分注カートリッジは工具無しで、 簡単に交換が可能です。
工場出荷時に精度補正は完了しているため、 交換後の精度補正は不要です。
＊  S  のみ交換可能S  03-04

04 高精度・再現性
最大容量に対しての精度・再現性
最大容量mL

精度≤±
％

µL

再現性≤
％

µL

10.5

50.1

120.5100.1250.5250.15100.5

500.1

10250.5

1250.125500.5

2500.1501000.5

5000.1100

本体に表示されている公称容量（= 最大容量）に関する誤差は、 分注器と蒸留水が周囲温度（20℃/68°F）で平衡化された時の値です。
試験は、 DIN EN ISO 8655-6 に準拠し、 完全に吸引した本製品を用いて均一かつ円滑な分注により行っています。

20℃
Ex

最大容量の 100％・50％・10％における精度・再現性
例︓ 25mL の場合最大容量に対する割合%

容量mL

精度≤±
％

µL

再現性≤
%

µL

100

25.00.5

1250.125

50

12.51.01250.2

25102.55.0

1251.025

1 回の分注における最大容量誤差範囲
1 回の分注における最大容量誤差範囲は、 「精度 + 2 × 再現性」 から計算することができます。
例︓ 25mL の場合

125 µL + 2 x 25 µL = 175 µL

Dispensette® S を選ぶ

5 つのメリット

05

05 JCSS校正サービス対応可

JCSS認定事業者による、 「JCSS校正サービス」 でディスペンサー（分注器）の管理が簡単にできます

信頼性のある試験・分析データの品質が確保できるディスペンサー（分注器）は、 経年劣化等により測定誤差が生じることがあります。
定期的な校正により、 高品質のデータとその根拠が約束され、 エラーのリスクを最小限に抑えることで、 データの取り直しなどの作業を軽減することができます。

STEP

受入校正・検査

STEP

判定基準を選択

01

03

有ISO規格値

メンテナンス

STEP

検査方法の選択（下図参照）

04

メーカー規格値

有STEP

02

無1. 簡易洗浄
2. グリースアップ
3. リークチェック
4. 動作チェック
5. 調整

無Ⅰ

ⅡⅢⅣⅤ新品

受入校正・検査 無メンテナンス 無受入校正・検査 無メンテナンス 有

受入校正・検査 有メンテナンス 有

受入校正・検査 有メンテナンス 有

受付

受付

受付

受付

受付

受入校正/検査受入校正/検査JCSS 0285

JCSS 0285

メンテナンス
JCSS校正JCSS校正

校正終了時に、 JCSS認定の校正証明書と校正結果を発行致します。

JCSS校正メンテナンス
JCSS校正JCSS校正返却【JCSS校正サービス・修理の流れ】
認定& JCSS
事業者
ユーザー様

販売店

関東化学

・ 汚染除去・ 校正依頼書を記入し、ディスペンセッテSと一緒に販売店ヘご依頼ください。
・ 校正依頼書は、弊社ホームページよりダウンロードしてください。

・ 校正依頼書の販売店記入欄に記入
・ 梱包し、日本校正センターへ発送

・ 受付
・ 校正、検査の実施
・ 受入より10営業日以内に、 ご依頼品および、 校正証明書等の発行書類を依頼書でご指定の送付先へ発送いたします。

BRAND 校正

支店 / 営業所

S  

Volumetric flasks,
3 marks

精密なガラス製品ができるまで動画はこちら

ディペンセッテ 精度確認用メスフラスコ

簡単な点検作業でディスペンセッテSの精度異常を発見

ディスペンセッテSをすばやく許容誤差範囲内かを精度確認できるメスフラスコ（クラスA DAkks校正証明書付き）です。

3 本の青い線は、 公称容量と許容誤差範囲を示します。
（誤差範囲 = 精度 + 2 × 再現性）
許容誤差範囲の上限例）ディスペンセッテ S アナログ容量可変式（製品番号 70267-36）
vol.50mL

公称容量・ 公称容量︓50ｍL・ 許容誤差範囲︓上限 50.35ｍL
下限 49.65ｍL

許容誤差範囲の下限

公称容量を分注し、 メニスカスが許容誤差範囲の上限と下限の間にある場合、 ディスペンセッテは正しく分注されています。

許容誤差範囲外になった場合
ディスペンセッテのクリーニングまたは、 必要に応じて取扱説明書の「トラブルシューティング」 を行ってください。
それでも解決しない場合には、 「BRAND family support」 の検定 ・ 修理もしくは 「JCSS校正」 を販売店に依頼してください。

注意点
この 「精度確認用メスフラスコ」 は本体の不具合を早期発見することを目的としているため、 DIN EN ISO8655に準拠した容量チェックではありません。

!
KO

3標線 クラスA

DAkkS校正証明書付 メニスカス確認用シート付属

公称容量 摺合（ｍL）

許容誤差 入数（±ｍL）

Cat. No.

注文番号10

NS 10/190.070

13820470268-56

25

NS 10/190.175

13820670268-57

50

NS 12/21

0.3513820870268-58

100

NS 14/23

0.70

13821070268-59※BRAND社にてDAkkS校正証明書を発行しますので、 輸入にお時間をいただいております。

 S

最先端ボトルトップ型ディスペンサー
選ぶポイントイージーキャリブレーション技術
ISO9001やGLPのガイドラインに準拠したキャリブレーションが行えます

1 用途

P. 8-10

2 分注する試薬

P.11-123 容量設定方法

P. 7

4 製品一覧

P.13

セーフティーボール付き
ディスチャージバルブ
排出チューブが装着されていない時に不注意による分注を防ぎます

容量調整
容 量 調 整 ネジ に は ポ イ ン
ターがついています

排出チューブリサーキュレーションバルブ付一体型スクリューキャップ
分注中の紛失防止
セーフティリング
TAのみリサーキュレーションチューブ
再循環するためのチューブです

360℃回転式バルブロック
GL45に適合吸引バルブ
オリーブ型バルブで吸引チューブとの固い連結が可能です
テレスコープ型吸引チューブ

吸引バルブ

伸縮式チューブ

テレスコープ型
吸引チューブリサーキュレーションチューブ※購入された容量によって、付属しているアダプター・吸引チューブのサイズは異なります。

容量ml

ボトルアダプター

吸引チューブ
長さ1, 2, 5, 10

GL 32 ⇒ GL 24-25, GL 28-S 28,GL 45 ⇒ GL 32-33, GL 38, S 40

125-240 mm

25, 50, 100

GL 32 ⇒ GL 27
GL 45 ⇒ GL 32-33, GL 38, S 40

170-330 mm

ボトルアダプターの選択動画はこちら【3 つの容量設定タイプ】①デジタル容量可変式■■
イージーキャリブレーション機能
容量設定が簡単②アナログ容量可変式■■■
調整ノブのポインターにあわせて容量設定③容量固定式■■
固定容量設定のみ

S  ディスペンセッテ S S
幅広い用途に対応しており、 強酸、（H₃PO₄、H₂SO₄等）、塩基（NaOH、KOH、食塩水など）、各種有機溶媒といった液体試薬 の分注に最適です。

耐薬品リストP.11-12

ピストン
シリンダー
液体

フローティングピストン式
シーリングを使わないピストンとシリンダーの独自設計
分注する液体が潤滑油の役割をはたし最小限の力で分注できるため、 ピストンが劣化しにくい高耐久性の独自ピストン設計を採用。
【使用上の注意点】■ピストンを素早く上下すると、 液体がシリンダーの上から漏れることがあります。
■結晶化しやすい液体に対して使用する際には定期的な洗浄が必要です。

左︓容量固定式中︓アナログ容量可変式
右︓デジタル容量可変式■接液部の素材■使用制限

ホウケイ酸ガラス、 アルミナセラミック、プラチナ - イリジウム合金、ETFE、 FEP、 PFA、 PTFE、
PP（スクリューキャップ）

分注器および薬液の使用温度

15 °C ~ 40 °C（59 °F ~ 104 °F）

蒸気圧

600 mbar 以下（300 mbar を超える場合には、薬液の沸騰を防止するためゆっくりと吸引してください）。
500 mm2/s 以下

動粘度（粘度 [mPas] ＝ 動粘度 [mm /s] × 密度 [g/cm2]）2

密度2.2 g/cm3 以下
ディスペンセッテ S オーガニック S 
塩素化フッ素炭化水素（トリクロロ トリフルオロエタン , ジクロロメタン等）をはじめとする有機溶、 トリフルオロ酢
媒、 強酸（HC l、 HNO₃等）
酸（TFA) 、 テ ト ラ ヒ ド ロ フ ラ ン（THF）、 過酸化物の分注に最適です。

耐薬品リストP.11-12

ピストン
シリンダー
液体

フローティングピストン式
シーリングを使わないピストンとシリンダーの独自設計
分注する液体が潤滑油の役割をはたし最小限の力で分注できるため、 ピストンが劣化しにくい高耐久性の独自ピストン設計を採用。
【使用上の注意点】■ピストンを素早く上下すると、 液体がシリンダーの上から漏れることがあります。
■結晶化しやすい液体に対して使用する際には定期的な洗浄が必要です。

左︓容量固定式中︓アナログ容量可変式
右︓デジタル容量可変式■接液部の素材■使用制限

ホウケイ酸ガラス、 アルミナセラミック、ETFE、 FEP、 PFA、 PTFE、 タンタル、（スクリューキャップ）PP

分注器および薬液の使用温度

15 °C ~ 40 °C（59 °F ~ 104 °F）

蒸気圧

600 mbar 以下（300 mbar を超える場合には、薬液の沸騰を防止するためゆっくりと吸引してください）。
500 mm2/s 以下

動粘度（粘度 [mPas] ＝ 動粘度 [mm /s] × 密度 [g/cm2]）2

密度

2.2 g/cm3 以下S  

ディスペンセッテ S TA S 
微量分析用の酸や塩基などの高純度試薬 ・ フッ化水素酸の分注に最適です。
分注する試薬に合わせて、 バルブタイプはプラチナ・イリジウム合金、 またはタンタルを選択してください。
耐薬品リストP.11-12

分注カートリッジは交換可能＊性能証明書付

ピストン
シリンダー
シーリング
液体

シーリングピストン式

微量分析試薬を分注するため、 外気に極力触れないシーリングピストンを採用。

■接液部の素材■使用制限

ETFE、 FEP、 PFA、 PTFE、 PCTFA、プラチナ - イリジウム合金またはタンタル（バルブ）

分注器および薬液の使用温度

15 °C ~ 40 °C（59 °F ~ 104 °F）

蒸気圧

600 mbar 以下（300 mbar を超える場合には、薬液の沸騰を防止するためゆっくりと吸引してください）。

【使用上の注意点】■フッ化水素酸はサファイヤ（Al₂O₃）とわずかながら反応するため、 少量ですがアルミニウム値が元の試薬より増加します。 このアルミニウム値を減らすため、分析の前に3-5回、2mLずつ試薬を分注し廃棄することをおすすめします。
■NaFなどのフッ素含有化合物はタンタルを腐食します。

500 mm2/s 以下

動粘度（粘度 [mPas] ＝ 動粘度 [mm /s] × 密度 [g/cm2]）2

密度3.8 g/cm3 以下
耐薬品性リスト S
 S 
 S +：使用可 / 空欄：使用不可

Disp.S

Dis.Orga

Disp.TA

アクリル酸
アクリロニトリル
アジピン酸
アセチルアセトン
アセトアルデヒド
アセトニトリル
アセトフェノン
アセトン
アニリン
アミノ酸
アミルアルコール（ペンタノール）アリルアルコール
アンモニア水20% 以下アンモニア水20-30%

アンモニア水
イソアミルアルコール
イソオクタン
イソブタノール
イソプロパノール（2- プロパノール）
イソプロピルエーテル
エタノール
エタノールアミン
エチルベンゼン
塩化亜鉛

10% 以下塩化アセチル
塩化アミル（クロロペンタン）
塩化アルミニウム
塩化アンモニウム
塩化エチレン
塩化カリウム塩化カルシウム
塩化ナトリウム
塩化バリウム塩化ベンジル
塩化ベンゾイル
塩化メチレン
塩酸

耐薬品リストは、本パンフレット発行前に実施された試験を反映しております。本製品の取り扱い説明書及び試薬メー
カーのSDSに記載されている指示に必ず従ってください。

塩酸

20% 以下塩酸

20-37% *2

オレイン酸
過塩素酸
過酢酸
*4

過酸化水素

記載の化学物質以外にも、各種の有機・無機塩基性溶液（生理的緩衝液など）、生体界面活性剤、細胞培養培地が分注できます。しかし、使用部材の耐薬品性が確認できない場合は、ユーザー様責任のもとご使用ください。
その際、保証対象外になりますので、ご了承ください。

過酸化水素*435% 以下過マンガン酸カリウム
ギ酸

100% 以下

ギ酸メチル
キシレン
クメン（イソプロピルベンゼン）
グリコール（エチレングリコール）※注意*1 ETFE製または、PTFE製のボトルアダプター（→「BRAND社プライスリスト」を参照ください。）

グリコール酸50% 以下グリセロール
クレゾール
クロム酸

50% 以下*2 バルブブロック用シール（PTFE製）

クロム硫酸*3 プラチナーイリジウムバルブスプリングのみ

クロロアセトアルデヒド*4 タンタルバルブスプリングのみをそれぞれ使用して下さい。

クロロアセトン
クロロ酢酸
クロロスルホン酸
クロロナフタレン
クロロブタン
クロロベンゼン

45% 以下 S

+：使用可 / 空欄：使用不可

Disp.S

Dis.Orga

Disp.TA

Disp.S

クロロホルムトリクロロトリフルオロエタン

鉱油（エンジンオイル）

トリクロロベンゼン

酢酸

5%

トリフオロ酢酸（TFA）

酢酸

96% 以下トリフルオロエタン

酢酸（氷酢酸） 100%

トルエン

酢酸ｎ- アミル

ニクロム酸カリウム

酢酸ｎ- ブチル

ニクロム酸ナトリウム

酢酸エチル

ニトロベンゼン

酢酸銀

乳酸

酢酸ナトリウム

尿素

酒石酸

パークロロエチレン

サリチルアルデヒド

ピペリジン

次亜塩素酸カルシウム

ピリジン

次亜塩素酸ナトリウム

ピルビン酸

ジエタノールアミン

フェニルエタノール

ジエチルアミン

フェニルヒドラジン

ジエチルエーテル

フェノール

1.2 ジエチルベンゼン

1- ブタノール

ジエチレングリコール

ブタンジオール

四塩化炭素

ブチルアミン

1.4 ジオキサン

ブチルメチルエーテル

シクロヘキサノン

フッ化アンモニウム

シクロヘキサン

フッ化水素酸（フッ酸）

シクロペンタン

フッ化ナトリウム

ジクロロエタンフルオロ酢酸

ジクロロエチレン

プロピオン酸

ジクロロ酢酸

プロピレングリコール（プロパンジオール）

ジクロロベンゼン

ブロモナフタレン

ジクロロメタン

ブロモベンゼンジフェニルエーテル

ヘキサノール

ジベンジルエーテル

ヘキサン

ジメチルアニリン

ヘキサン酸

ジメチルスルホキシド（DMSO）

ヘプタン

ジメチルホルムアミド（DMF）

ベンジルアミン

臭化水素酸

ベンジルアルコール

シュウ酸

ベンジン（石油ベンジン）沸点 70-180℃

臭素ベンズアルデヒド

硝酸Dis.Orga

Disp.TA*3ベンゼン（ベンゾール）

硝酸

10%

ｎ－ペンタン

硝酸30% 以下

ホウ酸

硝酸30-70% *1/*2

ホルムアミド10% 以下硝酸銀

ホルムアルデヒド

シンチレーション液

無水酢酸

水酸化カリウム

メタノール

水酸化カルシウム

メチルエチルケトン

水酸化テトラメチルアンモニウム
水酸化ナトリウム

30% 以下

精油

40% 以下メチルブチルエーテル*3メチルプロピルケトン
メチルベンゾエート

石油

沸点 180-220℃

石油エーテル

沸点 40-70℃

メトキシベンゼン
モノクロロ酢酸

炭酸カルシウム

ヨウ化水素酸1- デカノール

酪酸

デカン

硫酸

テトラクロロエチレン

硫酸

10%

テトラヒドロフラン（THF）*1/*2

硫酸98% 以下

テルペンチン

硫酸亜鉛

灯油（軽油） 沸点 250-350℃

硫酸アンモニウム

トリエタノールアミン

硫酸銅

トリエチレングリコール

リン酸

トリクロロエタン

リン酸

85%+ 硫酸 98%

トリクロロエチレン

リン酸

85% 以下*257% 以下

*210% 以下1：1

トリクロロ酢酸

注文情報

種類 / 外観 S※各ディスペンサーの耐薬品性は、 P.11-12 を参照ください。
容量範囲ｍL

最小目盛
µL

精度≤±
％

µL

再現性≤
％

µL

Cat.No

注文番号●ディスペンセッテS デジタル容量可変式

0.1 -10.0050.5

50.1

14600311

70267-24

0.2 -

2

0.01

0.5

100.1

24600321

70267-25

0.5 -

50.02

0.5

25

0.1

54600331

70267-26

1-

100.05

0.5

50

0.1

104600341

70267-27

2.5 -

250.1

0.5

1250.1254600351

70267-28

550

0.2

0.5

250

0.1

504600361

70267-30-●ディスペンセッテS アナログ容量可変式

左︓容量固定式中︓アナログ容量可変式
右︓デジタル容量可変式

0.1 -

1

0.02

0.5

50.1

14600101

70267-31

0.2 -

20.05

0.5

100.1

24600121

70267-32

0.5 -

50.1

0.5

250.1

54600131

70267-33

1-

10

0.2

0.5

50

0.1

104600141

70267-34

2.5 -

25

0.5

0.5

125

0.1

254600151

70267-35

5-

50

1.0

0.5

250

0.1

50

460016170267-36

10- 100

1.0

0.5

500

0.1

1004600171

70267-37

10.5

50.1

14600211

70267-38

20.5

100.1

24600221

70267-39

50.5

250.1

54600231

70267-40

100.5

500.1

104600241

70267-41●ディスペンセッテS S

容量固定式●ディスペンセッテS オーガニック デジタル容量可変式

0.5 -

50.02

0.5

0.1

54630331

70267-421-

100.050.5

0.1

104630341

70267-43

2.5 -

25

0.1

0.5

0.1

254630351

70267-44

5

50

0.2

0.50.1504630361

70267-45-●ディスペンセッテS オーガニック アナログ容量可変式

左︓容量固定式中︓アナログ容量可変式
右︓デジタル容量可変式

0.5 -

50.1

0.50.154630131

70267-461-

100.2

0.5

0.1

104630141

70267-47

2.5 -250.50.50.1

254630151

70267-48

5-50

1.00.50.1

504630161

70267-49

10- 100

1.00.50.1

1004630171

70267-50●ディスペンセッテS オーガニック 容量固定式

 S
50.50.1

54630231

70267-51

100.50.1

104630241

70267-52

0.50.1104640041

70267-68

0.50.1104640241

70267-69●ディスペンセッテS

TA アナログ容量可変式

バルブタイプ/プラチナ-イリジウムバルブ

1-

100.2

バルブタイプ/タンタルバルブ

1-100.2※使用する薬液にあわせて、 バルブタイプを変更してください。

 S/ 
アクセサリー / スペアパーツ
種類 / 外観

規格

対応機種

入数

Cat.No

注文番号

170810270267-53
70267-55排出チューブ（リサーキュレーションバルブ付）/先細108 mm●

135 mm

●S 25/50/100 mL

1708106

108 mm●Organic 5/10 mL

170811270267-96

135 mm●Organic 25/50/100 mL

170811670267-58

108 mm

●S 5/10 mL

1708104

70267-54

135 mm

●S 25/50/100 mL

170810970267-56

108 mm●Organic 5/10 mL

170811470267-57

135 mm●Organic 25/50/100 mL

170811970267-59

105 mm/プラチナ-イリジウム●

TA 10 mL

170812270267-70105 mm/ タンタル●

170812470267-71

S 1/2/5/10 mL/スタンダード

排出チューブ

フレキシブルPTFE 製 ・ 安全ハンドル付※フッ化水素酸、 過酸化物には使用不可

TA 10 mL/フレキシブル

800 mm●●● 全機種 1/2/5/10 mL

170813270267-66

800 mm●●1708134

70267-6770803570267-72

170449370029-53

1704492

70029-52

S,Organic 25/50/100 mL

分注カートリッジ●

セーフティリング付き

TA 10 mL

エアベントキャップ・バルブブロック用シール・他分注カートリッジ※1※2※1︓PP 製 ルアーコーン付きエアベントキャップ※2︓PTFE 製バルブブロック用シール

ルアーコーン付きエアベントキャップ●

ルアーコーン付きエアベントキャップ●●

ルアーコーン付きエアベントキャップ●●● 全機種

1704495

70008-70バルブブロック用シール（PTFE 製）●●● 全機種

170448670267-79

ボトルスタンド （PP）●●● 全機種

170427570267-81

φ6●●● 全機種 1/2/5/10 mL

170821070267-60

FEP 125－240 mm φ6●●● 全機種 1/2/5/10 mL

170821270267-61

FEP 195－350 mm

φ6●●● 全機種 1/2/5/10 mL

170821470267-62

FEP 250－480 mm

φ6●●● 全機種 1/2/5/10 mL

FEP 170－330 mm

φ7.6

FEP 250－480 mm φ7.6

S,Organic

吸引チューブFEP 70－140 mm

ボトルスタンドTA

170821670267-63●●

S,Organic 25/50/100 mL

170821870267-64●●

S,Organic 25/50/100 mL

170822070267-65●●● 全機種

16747

70267-86

ドライチューブ（PTFE 製シーリング付き） ●●● 全機種

1707930

70008-50

その他
リサーキュレーションチューブ

吸引チューブ＊＊適切な乾燥剤をご準備ください。

リサーキュレーションチューブ
ドライチューブ※その他アクセサリー／スペアパーツにつきましては別途BRAND社プライスリストをご参照ください。

再生可能エネルギー
BRAND社の工場では、 認定の水力発電所から供給された環境に優しいエネルギーと、 高効率コージェネレーションユニットで生成されたエネルギーを使用しています。

サステナブルパッケージ
製 品 の 包 装 に は、 約90％ の 再 生
段ボールを使用しています。

BRAND（ドイツ）の登録商標です。
BRAND®®はBRAND
はBRANDGMBH+CO
GMBH+COKG
KG（ドイツ）の登録商標です。
当社による技術上の記載はユーザーの皆様に情報を提供し、お役に立とうとするものです。テストのための条件で得られた一般的な数値や結果を実際上の使用にあたって適応しようとする場合、当社の責任では負いかねる様々な要素が影響することをご理解いただき、また、当社による技術上の記載を元にした特定の要求ができないことをご承知ください。実際の使用における有効性につきましては、ご使用される試料・作業環境に大きく左右されますので、必ず事前にお客様ご自身で試験していただけますようお願いいたします。

● 本記載の製品は､試験・研究用としての用途にご利用ください｡● 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は､弊社ホームページ｢Cica-web｣をご確認ください。
日本総販売店

試薬事業本部〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
TEL：（03）6214-1094
H P：https://www.kanto.co.jp

BRa-25（202404）