RA3100

CSV Converter
取扱説明書

1WMPD4004339

注意(1) ご使用中に異常が起きた場合は、直ちに電源を切ってください。
異常の原因がどうしてもわからないときは、ご購入先または巻末に記載のお問い合わせ窓口・営
業所にご連絡ください。
(2) 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
(3) この取扱説明書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。株式会社エー・アンド・
デイの書面による許可なく、複製・改変・翻訳を行うことはできません。本書の内容の一部、または全部の無断複製は禁止されています。
(4) 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れ、ご意見などお気づきの点がございましたら、お手数ですがご連絡ください。
(5) (株)エー・アンド・デイでは、本機の運用を理由とする損失、逸失利益及び、本製品の欠陥により発生する直接、間接、特別または、必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性があると告知された場合でも、一切の責任を負いません。また、第三者からなされる権利の主張に対する責任も負いません。同時にデータの損失の責任を一切負いません。(4)項にかかわらずいかな
る責任も負いかねます。
2020 株式会社 エー・アンド・デイ
オムニエース及び、omniace は株式会社エー・アンド・デイの登録商標です。
Microsoft 及び、Windows10 IoT は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標
または、商標です。
Intel、Intel Core はアメリカ合衆国および／またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
本書に記載されている商品名および社名は日本国内または他の国における各社の商標または登録商標です。

はじめに

はじめに
本ソフトウエア｢CSV Converter｣は、弊社データアクイジション装置オムニエース RA3100 から外部メディアへエクスポートされた記録データをコンピュータ上で CSV ファイルに出力するソフトウエ
アです。

対応モジュール
以下のモジュールで記録したデータファイルが CSV ファイルに変換できます。
製品番号

名称

RA30-101

2 ch 電圧RA30-102

4 ch 電圧RA30-103

2 ch 高速電圧

RA30-105

16 ch ロジック

RA30-106

2 ch 温度

RA30-112

リモート制御本書の記号
本取扱説明書で使用している表記、記号には、以下のような意味があります。

Note

この内容を無視して取扱いを誤った場合、本製品が誤動作したり、測定データを消去したりする可能性が想定される事項または、定上の制約や補足説明が書かれています。
参照頁を表します。
タップは、画面に表示されたキー等を指先で軽くタッチする動作。
例

__

キー
キー

[ ] 画面

1WMPD4004339

画面キーの選択や設定などに使います。

Windows または、本ソフトウェアの画面に表示されている操作ボタンを表します。
例
OK ボタン
RA3100 の画面に表示されているタッチパネルキーを表します。
例

CH

キー

画面の項目の文字を表します。
例 [モジュール１] 画面

3

目次

目次
はじめに............................................................................................................................................................. 3
対応モジュール ................................................................................................................................................... 3
本書の記号 ......................................................................................................................................................... 3
環境 .................................................................................................................................................... 5システム要件 .................................................................................................................................. 5
インストールとセットアップ ........................................................................................................ 5
ZIP ファイルの解凍方法 ........................................................................................................... 5
機能 .................................................................................................................................................... 6
間引き処理 ..................................................................................................................................... 6
データ範囲切出し処理 ................................................................................................................... 6
使用方法 ............................................................................................................................................. 8
操作の流れ ..................................................................................................................................... 8
RA3100 から USB メモリに記録データをコピーする................................................................... 8
RA3100 本体 ............................................................................................................................. 9
USB メモリの記録データを WINDOWS コンピュータにコピーする ........................................... 9
ソフトウエアを起動する.............................................................................................................. 10
各種設定と CSV ファイル出力を実行する .................................................................................. 11
記録フォルダ選択

ボタン .................................................................................................... 11

リスト更新

ボタン ............................................................................................................... 11

すべて選択

ボタン と

ボタン ..................................................................... 11

すべて解除

記録リスト表示と変換する記録データの設定 ........................................................................ 12
設定

ボタン ([設定]画面を開く) ........................................................................................ 13

変換

ボタン .......................................................................................................................... 15

終了

ボタン .......................................................................................................................... 15

CSV ファイルフォーマット ............................................................................................................. 16
出力フォーマット (概要) ............................................................................................................ 16
記録情報 ([RECORD INFO]カテゴリ)....................................................................................... 16
出力例 ..................................................................................................................................... 16
チャネル情報 ([CH INFO]カテゴリ) .......................................................................................... 17
モジュール固有情報 ................................................................................................................ 18
データ部 ([DATA] カテゴリ) ..................................................................................................... 20
出力されるデータ構成 ............................................................................................................ 21
データの種類とデータの並び順.............................................................................................. 21
記録データ名称 (最初の行) ................................................................................................... 24
記録データの出力フォーマット.............................................................................................. 26

4

1WMPD4004339

1.環境

－

1.1.システム要件

環境
本章ではシステム要件とインストール手順について記載します。

システム要件OS

Windows 10

x86(32 bit) / x64(64 bit) 日本語版(Ver.1507 以降 .NET Framework 4.6 以上

CPUIntel Core i シリーズ

Memory 4 GB(32 bit)、8 GB 以上(64 bit)
Display

解像度 1366×768 以上

インストールとセットアップ
手順 1. ZIP ファイルを解凍し、以下のファイルとフォルダを任意の場所にコピーしてください。
インストールは不要です。
実行ファイルのショートカットをディスクトップなどに貼り付けると便利です。
CSV_Converter (ルートフォルダ)
RA3100_CSV_Converter.exe
RA3100_CSV_Converter.exe.config
def フォルダ (定義ファイルフォルダ)

ZIP ファイルの解凍方法
手順 1. Windows10 標準ソフトまたは、お手持ちの圧縮・解凍ソフトでファイルを解凍します。
Windows10 標準ソフトの場合は、エクスプローラの ZIP ファイルに対し、マウス右クリックメニューの｢すべて展開｣を選択します。
手順 2. ｢圧縮(ZIP 形式)フォルダーの展開｣画面が開きます。
図の赤枠にパスを入力するか、 参照

ボタンで展開先を指定してください。
手順 3.

展開

1WMPD4004339

ボタンで展開されます。

5

2.機能

－

2.1.間引き処理機能
RA3100 の記録データファイル(専用 Binary)を CSV ファイル(Text)に変換します。

1 回の変換実行指示で指定した複数の記録フォルダにある複数のデータファイルに対し変換処理します。
記録した全てデータではなく、切出し範囲を指定することや間引き処理ができます。

間引き処理
間引きポイントは､｢Printer・Storage・Memory 開始ポイント｣､｢Printer・Storage・Memory 終了ポイント｣､｢Printer・Storage・Memory 間引き係数｣ の設定から決まります。
また、本処理ではアンチエリアシングフィルタリングを行いません。
設定や操作については､｢3. 使用方法｣を参照してください。
下表は間引き処理の例です。×のセルは CSV ファイルに出力されません。
開始ポイント

終了ポイント

測定値

間引き係数 1

間引き係数 3

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

×
×
4

×
×
7

×

データ範囲切出し処理
RA3100 のプリンタ記録、SSD 記録は長時間記録を行うと自動的に複数のファイルに分割保存されます
が、複数ファイルに跨いだ場合でも記録開始からの開始ポイント、終了ポイントで範囲を指定できます。

Printer (プリンタ記録)
開始ポイント(設定)終了ポイント(設定)

切り出し範囲CSV ファイルに出力する範囲

Storage (SSD 記録)
開始ポイント(設定)終了ポイント(設定)
切り出し範囲CSV ファイルに出力する範囲
6

1WMPD4004339

2.機能

－

2.2.データ範囲切出し処理

Memory（メモリ記録）
メモリ記録の場合、ブロック分割ごとにファイルが作成されます。
開始ポイント(設定)終了ポイント(設定)
切り出し範囲CSV ファイルに出力する範囲異なる記録時間の記録フォルダを複数指定した場合の切出し範囲
下図は Printer の例ですが Storage、Memory も同様です。
開始ポイント(設定)終了ポイント(設定)

切り出し範囲試験 1
試験 2
CSV ファイルに出力する範囲
試験 3

記録データなし (CSV ヘッダのみ出力されます。)

1WMPD4004339

73.使用方法－ 3.1.操作の流れ

使用方法
操作の流れ
概要

参照先

手順 1.

指定した記録フォルダを専用操作画面で USB メモリまたは、
SD メモリカードにコピーします。

｢3.2. RA3100 から USB メモリに記録データをコピーする｣

手順 2.

オペレータは、USB メモリまたは、SD メモリカードを｢3.3. USB メモリの記録データ

Windows コンピュータに挿し、エクスプローラ上で RA3100

を Windows コンピュータにコピーする｣

フォルダを手動コピーします。また、コピーせずに USB メモ
リのままで変換を実行することもできます。
手順 3.

本ソフトウエアを起動し、各種設定操作をします。

手順 4.

変換実行します。CSV ファイルは、オペレータが指定した出力 ｢3.5. 各種設定と CSV ファイル
先ルートフォルダに｢記録フォルダ｣＋｢記録日時の名称でサブフォルダ｣が作成され、すべてがそこに出力されます。

｢3.4. ソフトウエアを起動する｣
出力を実行する｣

RA3100 から USB メモリに記録データをコピーする
外部メディア（SD メモリカード、USB メモリ等）を｢3.2.1. RA3100 本体｣に接続します。
[記録管理]画面右下の インポート・エクスポート キーをタップするとインポート／エクスポート先の外部メディア
選択ダイアログが表示されますので、対象とする外部メデ
ィアを選択してください。
OK をタップすると画面は、[インポート／エクスポート]画面に切替わります。
内蔵 SSD の記録データリスト
外部メディアの記録データリスト

バックアップするデータを✔(チェック)する
バックアップするデータの選択欄に✔(チェック)を入れ、中央の エクスポート キーをタップすると記録データのエクスポートが行えます。
8

1WMPD4004339

3.使用方法－

3.3.USB メモリの記録データを WINDOWS コンピュータにコピーする

RA3100 本体
正面
SD カードスロット
USB ポート

インタフェース部

USB ポート

USB メモリの記録データを WINDOWS コンピュータにコピーする
手順 1.

｢3.2. RA3100 から USB メモリに記録データをコピーする｣にてコピーした USB メモリ
または、SD カードを Windows コンピュータに接続してください。

手順 2.

USB メモリまたは、SD カードにある｢RA3100｣フォルダすべてをエクスプローラ上でロー
カルディスクにコピーしてください。

ドラッグ＆ドロップ

1WMPD4004339

93.使用方法－ 3.4.ソフトウエアを起動する

ソフトウエアを起動する
手順 1.

｢1.2. インストールとセットアップ｣にてコピーした｢RA3100_CSV_Converter.exe｣アイコンをダ
ブルクリックしてください。

手順 2.

[メイン]画面が開きます。
記録フォルダが選択されていない場合(初回)、｢選択したフォルダに Record サブフォルダがありません。｣ダイアログが表示されます。 OK

10

ボタンを押してください。

1WMPD4004339

3.使用方法－

3.5.各種設定と CSV ファイル出力を実行する

各種設定と CSV ファイル出力を実行する
記録フォルダ選択
手順 1.

記録フォルダ選択

ボタン

ボタンを押すとフォルダ選択ダイア

ログが開きます。
手順 2.

RA3100 フォルダを選択し、 OK
記録フォルダ選択

ボタンを押します。

ボタンの下部に選択されたパスが表示され、Record サブフォルダ内の記録データの名称や日時がリスト表示されます。

リスト更新
手順 1.

ボタン

エクスプローラ上で記録フォルダの追加や削除後にリスト更新

ボタンを押すとリスト表示が更新されます。
図は､｢202008030123560000｣フォルダ(記録名称｢XXXX 試験 3｣)追加後の結果です。

すべて選択
手順 1.

ボタン と

すべて解除

ボタン

すべて選択 ボタンを押すと変換にチェックされ、 すべて解除 ボタンでチェックが外れます。

1WMPD4004339

113.使用方法－ 3.5.各種設定と CSV ファイル出力を実行する

記録リスト表示と変換する記録データの設定

変換[メイン]画面の変換

ボタン押した時に、本チェックボックスにチェックされたすべてが処理の対象です。

記録名称表示RA3100 での記録時に設定された記録名称(図の赤枠)が表示されます。

記録日時表示
記録した日時が表示されます。
データ選択支援を目的とした表示機能です。

記録データ数
Printer、Storage(SSD)、MEMORY の記録された点数を表示します。
0 は記録設定を OFF にしています。

ファイル数
MEMORY のファイル数(ブロック数)です。
分子が記録済み、分母が最大記録ブロック数設定です。

12

1WMPD4004339

3.使用方法

設定
設定－

3.5.各種設定と CSV ファイル出力を実行する

ボタン ([設定]画面を開く)

ボタンを押すと、[設定]画面が開きます。その時、[メイン]画面の記録リストで選択したものが[設定]画面の｢記録名称｣コンボボックスに設定されます。

OK

ボタン

[設定]画面が閉じ、設定値を保持します。

Cancelボタン[設定]画面が閉じ、変更された設定値を破棄します。

記録名称[メイン]画面の記録リストの表示すべてがコンボボックスの選択肢です。
記録名称を切替えると記録日時、記録データ数、サンプリング周期、切出し時間と出力データ数、MemoryBlock 数情報が更新されます。

1 ファイルあたりの出力データ最大数
CSV ファイルに出力するデータ数(行数)の上限値を設定します。

Printer・Storage・Memory チェックボックス
チェックが処理対象です。チェックされていても記録データが存在しなければ CSV ファイルは出力されません。
1WMPD4004339

13

3.使用方法－ 3.5.各種設定と CSV ファイル出力を実行する

Printer・Storage・Memory 開始ポイント
CSV ファイルに出力するデータの開始ポイントを設定します。
ファイルに記録されている最初のポイントが 1 です。

Printer・Storage・Memory 終了ポイント
CSV ファイルに出力するデータの終了ポイントを設定します。

Printer・Storage・Memory 間引き係数
開始ポイントから終了ポイントまでのデータを設定値で間引きします。
間引き係数 1 は、間引きしないことを意味します。
「2.1. 間引き処理」を参照してください。

MemoryBlockNo とトリガポイント
設定した MemoryBlockNo のトリガポイントが表示されます。

切出し時間と出力データ数表示(開始ポイントなど)の各ポイントの下部に時間が、切出し係数の下部に出力データ数が表示されます。

14

1WMPD4004339

3.使用方法

変換
手順 1.

変換

－

3.5.各種設定と CSV ファイル出力を実行する

ボタン

ボタンを押すと、変換対象の記録データすべて([メイン]画面の変換にチェックしたもの)に対し、｢3.5.5.

設定

ボタン([設定]画面を開く)｣の設定に従い、｢2.2. データ範囲切出し処理｣

および｢2.1. 間引き処理｣を行い、CSV ファイルに出力します。
下図の例の場合、3 つの記録データを変換対象です。

手順 2.

手順 3.

処理中は、[プログレス]画面 (進捗状況インジケーター)が表示されます。
中断

ボタンを押すと、処理を中断できます。

OK

ボタンの押して変換完了後のエクスプローラ (CSV ファイルの親フォルダ)が開きます。

Note
出力先に同じ名称のフォルダが存在する場合、CSV ファイル上書き確認]画面が表示されます。
OK ボタンの押して上書きされます。復元はできません。

終了

ボタン

[メイン]画面を閉じます。最後の設定値が設定ファイルに保存されます。
この設定ファイルは Windows ログインユーザ毎です。
1WMPD4004339

15

4.CSV ファイルフォーマット

－4.1.出力フォーマット (概要)

CSV ファイルフォーマット
出力フォーマット (概要)
CSV 出力は大きく 3 つのカテゴリブロックから構成されます。
[Record Info]カテゴリ

記録情報(9 行固定)[CH Info]カテゴリ

チャネル情報(36 行固定)[DATA]カテゴリ

記録データ名称(1 行固定)記録データ(行数はサンプル数)

記録情報 ([RECORD INFO]カテゴリ)
Index

記録情報

出力名称

出力値の例

1

コンピュータ名 (工場出荷時に設定)

Name

RA3100-01

2

シリアル番号 (工場出荷時に設定)

S/N

3600000

3

記録した時のソフトウエアバージョン

VersionVer. 1.0.0

4

記録名称

Record Title

XXXX 試験 1

5

記録日時

Record Time

2020/07/01 15:44:38

6

Memory、Storage、PrinterRecord Type

Memory7

サンプリング周期

Sampling

50 ns

8Normal または P-P

Data Type

NormalTriggeredTime

20000 ns9

記録開始からのトリガ発生時間
ただし Printer、Storage の場合は空白。

出力例[Record Info]Name,RA3100-01
S/N,3600000
Version,1.0.0
Record Title, XXXX 試験 1
Record Time, 2020/07/01 15:44:38
Record Type,Memory
Sampling,50ns
Data Type,Normal
TriggeredTime,20000ns

16

1WMPD4004339

4.CSV ファイルフォーマット

－4.3.チャネル情報 ([CH INFO]カテゴリ)

チャネル情報 ([CH INFO]カテゴリ)
1 スロットあたり 4 ch 固定とし、合計 36 行 x 5 列のエリアに固定出力します。
形式 : "S1-CH1", タイプ, 信号名称, ON/OFF, モジュール(CH)固有情報
①

②

④

⑤

項目名

列番号
①

③

チャネル番号

列番号
Sm-CHnm- :1 ～ 9 (スロット番号):n

1 ～ 4 (チャネル番号)②

モジュールタイプ

例 :RA30-101

③

信号名称

例 :

信号１

④

ActiveCh

OFF、ON (Active)⑤

モジュール(CH)固有情報

1 つのセルに出力存在しないチャネルの② ～ ⑤は、空白となります。

出力例[CH Info]
S1-CH1,RA30-101,SIG-AA,ON,[RANGE=500V] [COUPLING=DC] [L.P.F.=OFF] [A.A.F.=OFF]
S1-CH2,RA30-101,SIG-AB,OFF,[RANGE=500V] [COUPLING=DC] [L.P.F.=OFF] [A.A.F.=OFF]
S1-CH3,,,
S1-CH4,,,
S2-CH1,RA30-102,SIG-BA, OFF,[RANGE=200V] [COUPLING=DC] [L.P.F.=OFF]
S2-CH2,RA30-102,SIG-BB, ON,[RANGE=200V] [COUPLING=DC] [L.P.F.= 30Hz]
S2-CH3,RA30-102,, ON,[RANGE=200V] [COUPLING=DC] [L.P.F.= 30Hz]
S2-CH4,RA30-102,, ON,[RANGE=200V] [COUPLING=DC] [L.P.F.= 30Hz]
S3-CH1,RA30-103,SIG-AA,ON,[RANGE=500V] [COUPLING=DC] [L.P.F.=OFF]
S3-CH2,RA30-103,SIG-AB,OFF,[RANGE=500V] [COUPLING=DC] [L.P.F.=OFF]
S3-CH3,,,
S3-CH4,,,
S4-CH1, RA30-105,L1, ON,[FORM=VOLT] [THRESHOLD=2.5V]
S4-CH2, RA30-105,, OFF,[FORM= CONTACT] [THRESHOLD=5kOhm]
S4-CH3,,,OFF
S4-CH4,,,OFF
S5-CH1,RA30-106,SIG-AA,ON,[TYPE=K] [RANGE=HIGH] [UPDATE=NORMAL] [RJC=INT][OpenDetect=OFF]
S5-CH2,RA30-106,SIG-AB,OFF,[TYPE=K] [RANGE=HIGH] [UPDATE=NORMAL] [RJC=INT][OpenDetect=OFF]
S5-CH3,,,
S5-CH4,,,
S9-CH1,RA30-112,,OFF,[RESP=NORMAL] [LIMIT=LOW] [OSC=INT] [TRIG=START]S9-CH2,,,
S9-CH3,,,
S9-CH4,,,

1WMPD4004339

17

4.CSV ファイルフォーマット

－4.3.チャネル情報 ([CH INFO]カテゴリ)

モジュール固有情報
Note
RA30-105 の｢4.3. チャネル情報 ([CH Info]カテゴリ)｣は CHA が CH1 に、CHB が CH2 に出力されます。
RA30-112 の｢4.3. チャネル情報 ([CH Info]カテゴリ)｣は CH1 に出力されます。
出力文字

製品番号

[物理値変換 Gain] [物理値変換 Offset] [測定レンジ] [入力結合] [ローパスフィルタ][アンチエイリアシングフィルタ]
例：[GAIN=1] [OFFSET=0] [RANGE=500V] [COUPLING=DC] [L.P.F.=OFF] [A.A.F.=OFF]
GAIN[物理値変換]RA30-101 OFFSET[物理値変換]RANGE[測定レンジ]

COUPLING
L.P.F.

[入力結合][ローパスフィルタ]

A.A.F. [アンチエイリアシングフィルタ]

物理値変換係数±100 mV ～ ±500 V (1-2-5 step)､｢±｣は出力されません｡
DC、GND、AC

3 Hz、30 Hz、300 Hz、3 kHz、OFF
ON、OFF[物理値変換 Gain] [物理値変換 Offset] [測定レンジ] [入力結合] [ローパスフィルタ]
例：[GAIN=1] [OFFSET=0] [RANGE=200V] [COUPLING=DC] [L.P.F.=OFF]
GAIN[物理値変換]RA30-102 OFFSET[物理値変換]RANGE[測定レンジ]

COUPLING
L.P.F.

[入力結合][ローパスフィルタ]

物理値変換係数±1 V ～ ±200 V (1-2-5 step)､｢±｣は出力されません｡
DC、GND

3 Hz、30 Hz、300 Hz、3 kHz、OFF[物理値変換 Gain] [物理値変換 Offset] [測定レンジ] [入力結合] [ローパスフィルタ]
例：[GAIN=1] [OFFSET=0] [RANGE=500V] [COUPLING=DC] [L.P.F.=OFF]
GAIN[物理値変換]RA30-103 OFFSET[物理値変換]RANGE[測定レンジ]

COUPLING
L.P.F.

[入力結合][ローパスフィルタ]

物理値変換係数±100 mV ～ ±500 V (1-2-5 step)､｢±｣は出力されません｡
DC、GND、AC

5 Hz、50 kHz、500 kHz、OFF[入力形式] [閾値]RA30-105

例：[FORM=VOLT] [THRESHOLD=2.5V]
FORM
THRESHOLD[入力形式][閾値]

VOLT、CONTACT
1.4 V、2.5 V、4.0 V、2 kΩ、5 kΩ、9 kΩ[物理値変換 Gain] [物理値変換 Offset] [タイプ] [測定レンジ] [データ更新] [基準接点補償][断線検出]
例：[GAIN=1] [OFFSET=0] [TYPE=K] [RANGE=HIGH] [UPDATE=NORMAL] [RJC=INT][OpenDetect=OFF]

RA30-106

GAIN[物理値変換]OFFSET[物理値変換]

TYPE

[タイプ]

物理値変換係数
K、E、J、T、N、R、S、B、C、
Pt100/0.5 mA、Pt100/1 mA、Pt1000/0.1 mA

RANGE[測定レンジ]

LOW、MIDDLE、HIGH

UPDATE[データ更新]LOW、NORMAL、HIGH

RJC
OpenDetect[基準接点補償]

INT、EXT、RTD の場合は空白。

[断線検出]

ON、OFF、RTD の場合は空白。
18

1WMPD4004339

4.CSV ファイルフォーマット
製品番号－

4.3.チャネル情報 ([CH INFO]カテゴリ)

出力文字[応答速度] [外部サンプリング制限周期] [OSC] [TRIG]
例：[RESP=NORMAL] [LIMIT=LOW] [OSC=INT] [TRIG=START]RA30-112

RESP[応答速度]

LOW、NORMAL、HIGH

LIMIT､ [外部サンプリング制限周期]

LOW、HIGH

OSC

INT、EXT

TRIG

OFF、START、MEMORY

1WMPD4004339

19

4.CSV ファイルフォーマット

－4.4.データ部 ([DATA] カテゴリ)

データ部 ([DATA] カテゴリ)
チャネルが列、サンプルが行で構成されます。
チャネル(列方向)は、サンプリングのデータ形式(Normal/P-P)が｢P-P｣の場合、1 つのチャネルあたり 2 つの値(2 列)が、｢Normal｣の場合、1 つのチャネルあたり 1 つの値(1 列)が出力されます。
また、記録デバイス(PRINTER、SSD、MEMORY)ごとに出力されるデータ数やその意味が異なります。

サンプリングのデータ形式 (Normal/P-P)
下表は RA3100 の記録デバイスが対応しているデータ形式です。×は RA3100 が対応していないことを意味します。SSD は RA3100 本体の記録時の設定となります。
記録デバイスサンプリングのデータ形式
NormalP-P

×

PRINTER

〇

SSD

〇

〇

MEMORY〇×｢4.4.1. 出力されるデータ構成｣を参照してください。

CSV ファイルの例

SSD(Normal)かつアナログチャネルデータが 3 個の場合

[DATA]
TIME[ms], 電圧[V], 温度[℃], 圧力[Pa], Trigger, Mark0,-4.37500E+01,2.12500E+01,0.00000E+00,1,0
5,-3.82813E+01,2.12500E+01,5.15625E+00,0,1
・・・・
PRINTER かつアナログチャネルデータが 1 個の場合
[DATA]
TIME[ms], 電圧[V]-Min, 電圧[V]-Max, Trigger, Mark0,-4.37500E+01,2.12500E+01,1,0
5,-3.82813E+01,2.12500E+01,0,1・・・・
MEMORY かつロジックチャネルデータ[16 ch]が 1 個の場合
[DATA]
TIME[µs], DA[1], DA[2], DA[3], DA[4], DA[5], DA[6], DA[7], DA[8],DB[1], DB[2], DB[3], DB[4], DB[5], DB[6], DB[7], DB[8]0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
・・・・

20

1WMPD4004339

4.CSV ファイルフォーマット

－4.4.データ部 ([DATA] カテゴリ)

出力されるデータ構成
RA30-xxx モジュール構成、、測定 ON/OFF 設定、記録デバイス(PRINTER、SSD、MEMORY)、
サンプリングのデータ形式(Normal/P-P)により、出力されるデータ数(データ列)が異なります。
「4.4.2. データの種類とデータの並び順」を参照してください。

MEMORY
時間データ、アナログチャネルデータ(Normal)、ロジックチャネルデータ[16 ch] (Normal)から構成されます。

SSD (Normal)
時間データ、アナログチャネルデータ(Normal)、ロジックチャネルデータ[16 ch] (Normal)、Statusから構成されます。

PRINTER または SSD (P-P)
時間データ、アナログチャネルデータ(P-P)、ロジックチャネルデータ[16 ch] (P-P)、Status から構成されます。

データの種類とデータの並び順
データの種類は、時間データ、アナログチャネルデータ(Normal)、

RA3100 の CH 設定サブメニュー

ロジックチャネルデータ[16 ch] (Normal)、アナログチャネルデー

(RA30-101 の場合)

タ(P-P)、ロジックチャネルデータ[16 ch] (P-P)、Status の 6 種類です。

データの並び順は、最初に時間データ、続いてチャネルデータ、最後に Status となります。
チャネルデータ（アナログチャネルデータ(Normal)、ロジックチャ
ネルデータ[16 ch] (Normal)、アナログチャネルデータ(P-P)、ロジックチャネルデータ[16 ch] (P-P)）は、測定 ON/OFF 設定（画像の赤枠）が ON のチャネルが出力されます。スロット番号の若い順に並んでいます。

時間データ｢時間データフォーマット｣を参照してください。

アナログチャネルデータ (Normal)
RA30-101、RA30-102、RA30-103、RA30-106 のサンプリングデータを物理値または電圧値/温度値に換算した値です。「アナログチャネルデータフォーマット」を参照してください。

ロジックチャネルデータ [16 ch] (Normal)

RA30-105 には、チャネルグループ A と B にそれぞれ 8 チャネルあり、合計 16 データとなります。

下表は 16 データの並びです。
Index

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

チャネルデータ A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8] B[1] B[2] B[3] B[4] B[5] B[6] B[7] B[8]1WMPD4004339

21

4.CSV ファイルフォーマット

4.4.データ部 ([DATA] カテゴリ)－

アナログチャネルデータ (P-P)
最速サンプリングした結果をサンプリング周期の期間ごとに 1 次処理し、2 つのデータを生成します。

1 つは最大値ともう 1 つは最小値データです。その結果は物理値または電圧値/温度値に換算した値です。
「アナログチャネルデータフォーマット」を参照してください。
サンプルデータを使って説明します。
下図は、｢信号 1｣データと 1 次処理結果を色分けしたものです。
下表は、そのデータを CSV ファイルに出力される値です。
Index
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

信号 1

①

②

③

④

⑤

⑥

6

8

⑦

7

2

1

2

-3
-4

3

4

-2
-3

最大値
-7
-8

最小値

サンプリング周期

最速サンプリング

信号 1-Min

信号 1-Max

①

2

6

②

-3

1

Index

③
④
⑤

-8

-4

-2

2

-7

-3

⑥

3

7

⑦

4

8

22

1WMPD4004339

4.CSV ファイルフォーマット

－4.4.データ部 ([DATA] カテゴリ)

ロジックチャネルデータ [16 ch] (P-P)

最速サンプリングした結果をサンプリング周期の期間ごとに 1 次処理し、2 つのデータ(値 1 (Level)と

値 2 (Flag))を生成します。RA30-105 には、チャネルグループ A と B それぞれに 8 チャネルづつあ

り、合計 32 データ(= 2 × 16)です。

レベル変化

レベル変化 レベル変化

値 1 (Level)
値 2 (Flag)
入力値
瞬間値
瞬間値(可変有り)

サンプリング周期

最速サンプリング

瞬間値(可変無し)
値 1 (Level) ：0 (Low) または 1 (High)：0 (期間内に変化がない) または 1 (期間内に変化がある)

値 2 (Flag)

データの並びは下表のように、値 1 (Level)が偶数 Index、値 2 (Flag)が奇数 Index です。
Index チャネルデータ

Index チャネルデータ

Index チャネルデータ

Index チャネルデータ

0

A[1]

8

A[5]

16

B[1]

24

B[5]

1

A[1]-Flag

6

A[5]-Flag

17

B[1]-Flag

25

B[5]-Flag

2

A[2]

10

A[6]

18

B[2]

26

B[6]

3

A[2]-Flag

11

A[6]-Flag

19

B[2]-Flag27

B[6]-Flag

4

A[3]

12

A[7]

20

B[3]

28

B[7]

5

A[3]-Flag

13

A[7]-Flag

21

B[3]-Flag

29

B[7]-Flag

6

A[4]

14

A[8]

22

B[4]

30

B[8]

7

A[4]-Flag

15

A[8]-Flag

23

B[4]-Flag

31

B[8]-Flag

StatusTrigger と Mark です。
信号名称
Trigger
Mark

1WMPD4004339

値

値が 1 となる条件

0：トリガなし

RA30-112 の Trig 入力信号(表示)が High または、トリガ条件を満たし

1：トリガあり
0：Low

1：Highた時に｢1｣となります。
RA30-112 の Mark 入力信号(表示)が High の時に｢1｣となります。

23

4.CSV ファイルフォーマット

－4.4.データ部 ([DATA] カテゴリ)

記録データ名称 (最初の行)
信号名称と単位名称が[DATA]カテゴリの 1 行目に出力されます。
下表は、信号名称および単位名称とその例です。
種類

信号名称

単位名称

例

サンプリング周期テー
時間データ TIME または Point

ブルのサンプリング周
期の単位

アナログ

RA3100 本体で設定した

RA3100 本体で設定した信号名称(Normal)

物理量単位

TIME [ns]Point
チャネル1 [μs]アナログ

RA3100 本体で設定した信号名称-Min

RA3100 本体で設定した チャネル1-Min [μs](P-P)

RA3100 本体で設定した信号名称-Max

物理量単位

チャネル1-Max [μs]RA3100 本体で設定した信号名称 A

A : 1 ～ 8､ B : 1 ～ 8

ロジックGroup1 A[1](Normal) RA3100 本体で設定した信号名称 B

数字はチャネル番号

ロジックGroup1 B[8]

ロジック

ロジック
(P-P)

Status

RA3100 本体で設定した信号名称 A

ロジックGroup1 A[1]RA3100 本体で設定した信号名称 A-Flag A : 1 ～ 8､ B : 1 ～ 8

ロジックGroup1 A-Flag[1]RA3100 本体で設定した信号名称 B

ロジックGroup1 B[8]数字はチャネル番号

RA3100 本体で設定した信号名称 B-Flag

ロジックGroup1 B-Flag[8]Trigger

Trigger

Mark

Mark

｢CSV ファイルの例｣を参照してください。

Note
RA3100 で信号名称を空白とした場合、単位名称しか出力されません。
信号名称を追加したい場合は出力された CSV ファイルを直接編集する必要があります。

サンプリング周期テーブル
Index

サンプリング サンプリング

サンプリング

周期

周期の単位

速度

0

6

[s]

10 S/min

1

3

[s]

2

1.2

[s]

3

1

4

Index

サンプリング サンプリング

サンプリング

周期

周期の単位

速度

14

200

[µs]

5 kS/s

20 S/min

15

100

[µs]

10 kS/s

50 S/min

16

50

[µs]

20 kS/s

[s]

1 S/s

17

20

[µs]

50 kS/s

500

[ms]

2 S/s

18

10

[µs]

100 kS/s

5

200

[ms]

5 S/s

19

5

[µs]

200 kS/s

6

100

[ms]

10 S/s

20

2

[µs]

500 kS/s

7

50

[ms]

20 S/s

21

1

[µs]

1 MS/s

8

20

[ms]

50 S/s

22

500

[ns]

2 MS/s

9

10

[ms]

100 S/s

23

200

[ns]

5 MS/s

10

5

[ms]

200 S/s

24

100

[ns]

10 MS/s

11

2

[ms]

500 S/s

25

50

[ns]

20 MS/s

12

1

[ms]

1 kS/s

63

1

なし

13

500

[µs]

2 kS/s24

外部サンプリング

1WMPD4004339

4.CSV ファイルフォーマット

－4.4.データ部 ([DATA] カテゴリ)

RA3100 本体で設定した信号名称
RA3100 の記録関連の チャネル一覧

変換 で設定した信号名称です。

信号名称が設定されていない場合は空白になります。

RA3100 本体で設定した物理量単位
RA3100 の記録関連の チャネル一覧

変換 で設定した単位です。

変換方法が“なし”の場合は、標準の単位(電圧や温度)が出力されます。

1WMPD4004339

25

4.CSV ファイルフォーマット

－4.4.データ部 ([DATA] カテゴリ)

記録データの出力フォーマット
時間データフォーマット
1 列目の時間データは、｢サンプリング周期テーブル｣のサンプリング周期にサンプルポイント Index を乗算した結果です。外部サンプリングの場合、サンプルポイントとなります。記録ファイルの先頭を 0(s､ ms､ µs､ ns)とし、整数または固定小数で出力されます。

時間データ値の例
下表はサンプリング周期(代表)の時間データ値です。
サンプリング周期

サンプルポイントIndex

500 ns

5 µs

10 ms

1.2 s

0

0

0

0

0.0

0

1

500

5

10

1.2

1

2

1000

10

20

2.4

2

3

1500

15

30

3.6

3

4

2000

20

40

4.8

4

5

2500

25

50

6.0

5

6

3000

30

60

7.2

6

外部サンプリング

アナログチャネルデータフォーマット
アナログチャネルデータは指数表記で出力されます。
指数表記形式 : (符号)#.### # #E ±# #
条件
正の数
負の数

例
1.23456E+00
1.23456E-01-1.23456E+00-1.23456E-01

仮数部の小数点桁数 6 桁目を四捨五入します。
1.234554E-07 →1.234555E-07 →1.23455E-07

1.23456E-07

26

1WMPD4004339

CSV Converter
ＲＡ３１００
取扱説明書

1WMPD4004339

第 １ 版

発行