反発式ポータブル硬度計
ハードマチック HH-411
どなたにでも簡単に、HH-411は、コンパクトなボディーに優れた操作性を備えた金属用反発式ポータブル硬度計です。
しかもワンタッチに硬さ試験ができますので、現場でのさまざまな試験対象に幅広くご利用いただけます。

■各検出器使用例

コードNo.810-299●DC Type : UD-412

HH-411

豊富な検出器バリエーション
標準装備の汎用検出器（Dタイプ）の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション（別売）をラインナップしています。Dタイ
プでは試験できない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。
ベアリングや歯車用には、D＋15タイプ。小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取揃えています。

-反発式硬度計ハードマチック

HH411●パイプ内壁や狭い空間の硬さ試験

自動角度補正機能を搭載
反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、重力加速度の影響を自動的に補正します。
これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。

わずかな試料表面の硬さ試験も可能●D+15 Type : UD-413

硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面（標準装備のDタイプ：ø22ｍｍ、別売DLタイプ：ø4ｍｍ）さえあれば、硬さ試験が実施できます。構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形状の硬さ試験にご利用いただけます。

データ記憶機能を装備●隙間や溝、浅い段差部分の硬さ試験

硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。

目的に応じた硬さスケールが選択可能
リーブ硬さHL値（L値：ASTM A 956による）を基に、ビッカース、ブリネ
ロックウェルB、ショアの各硬さ、および引張強さへ換ル、ロックウェルC、算が可能です。試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。

優れた操作性
基本操作は、検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするよ
うに指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求めることができます
ので、どなたにも簡単に取扱うことが可能です。

●DL Type : UD-414●歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面

39

仕様・標準付属品・アクセサリ（オプション）■仕様
符号

検出器表示部
表示硬さ
測定精度■アクセサリ（オプション）

810-299（JIS）、810-298（ASTM）
HH-411

コードNo.

コードNo./
パーツNo.

インパクトハンマー先端に超硬合金球使用（D形：ASTM A 956仕様）

7セグメント 液晶表示

リーブ硬さ

800HL±12HL※当社推奨の試験片を石定盤にしっかり据え付けた状態において、本取扱説明書に記載した試験方法により測定した場合

ビッカース硬さ：43〜950HV
ブリネル硬さ：20〜894HB
換算硬さ等表示
ロックウェル硬さ（Cスケール） ：19.3〜68.2HRC※選択した換算表により異ロックウェル硬さ（Bスケール） ：13.5〜101.7HRBなります。
ショア硬さ：13.2〜99.3HS
引張強さ：499〜1996MPa
自動角度補正機能
オフセット機能
合否判定機能データ記憶機能：1800点機能
換算機能（表示範囲の内容）
統計演算機能（平均、最大、最小、ばらつき、標準偏差）
オートスリープ機能
打点回数表示機能
最小試料厚5mm以上且つ質量5kg以上（但し、質量0.1kg〜5kgの場合、頑丈な支持台に固定することで試験可）
試料条件
試験箇所：試料端点より5mm以上、各試験箇所間3mm以上
試料表面粗さ：Ra2μm以内
出力

電源
使用環境

19BAA246
19BAA247
19BAA248

19BAA249
19BAA250
19BAA251
19BAA457
19BAA458
810-287810-288810-289810-290

数量−

1−
−

取扱説明書

−

ストラップ

−

−

インパクトハンマー

810-287
19BAA457
19BAA459
19BAA451
19BAA452
19BAA258
19BAA2652（先端径ø22mm）
Dタイプ 約ø28×175mm、約120g

超硬合金球

インパクトハンマーに組込済

レンチ

超硬合金球交換用

サポートリングø22mm

サポートリング（小） ø14mm
掃除ブラシ

硬さ試験片

800HLD相当

記録紙
接続ケーブル

測定データの印字、各種統計演算等

DPU-414と表示器接続用（10巻）
DPU-414用（TP411-28CL）

PCと表示器接続用 RS-232C（DOS/Vパソコン用）

111
1
11ACアダプタ

表示器用

AD908-03JA

1

硬さ試験片

（ø115mm、t33mm、3.7kg）
830HLD

1

硬さ試験片
硬さ試験片
硬さ試験片
硬さ試験片

サポートリング円筒（3）（ø115mm、t33mm、3.7kg）
880HLD（ø115mm、t33mm、3.7kg）
730HLD（ø115mm、t33mm、3.7kg）
620HLD（ø115mm、t33mm、3.7kg）
520HLD

凸円筒面測定用（R10〜20mm）：D、DCタイプ用

サポートリング中空円筒（4） 凹円筒面測定用（R14〜20mm）：D、DCタイプ用
サポートリング球面（5）凸球状面測定用（R10〜27.5mm）：D、DCタイプ用

超硬合金球

D、DC、D＋15タイプ用

サポートリング中空球面（6） 凹球状面測定用（R13.5〜20mm）：D、DCタイプ用
交換用球軸

検出器 UD-411
検出器 UD-412
検出器 UD-413
検出器 UD-414

DLタイプ用Dタイプ 約ø28×175mm、約120g（先端径ø22mm）
DCタイプ 約ø22×85mm、約50g（先端径ø22mm）

D＋15タイプ ø28×190mm、約130g（先端幅11mm）
DLタイプ ø28×230mm、約140g（先端径ø4mm）●１つの表示器（UD-410）
で、さまざまな検出器を組み合せて使用することが可能です。
コードNo.810-290
符 号：UD-414
用 途：歯車底部、溶接コーナ部などの測定に適します。

11111111111111反発式
硬度計
ハH
H4ド
マ1チ1ク

コードNo.810-289
符 号：UD-413
用 途：歯車、ボールベアリン

グのレース部など凹部の測定に適します。

111111−111

備考：ゴムなどの弾性材料に関しては、硬さ測定を目的として使用することはできません。
リーブ硬さ試験の原理は、軽い打撃による挙動より金属硬さを求めるものです。そのため試験結果は、測定物の大きさ（特に厚さ）、表面粗さの影響を受けやすいのでご注意ください。

測定器の総合商社

接続ケーブル

DP-1VR用（10巻）

11

検出器UD-411−

サーマルプリンタDPU-414

DP-1VRと表示器接続用（1m）■豊富な検出器（アクセサリ（オプション））

仕様−

19BAA157

19BAA245

表示器UD-410

単3アルカリ乾電池

19BAA285

19BAA244

810-292−810-622

19BAA243■標準付属品
品名

記録紙

06AEG302JA※ショア硬さ値を求める目的で日本国内で使用される場合は、コードNo.810-299を選択してください。

コードNo./
パーツNo.

09EAA082

接続ケーブル

数量-

外観寸法
質量

デジマチックミニプロセッサDP-1VR 測定データの印字、各種統計演算等

19BAA238

RS-232C、デジマチック（各1出力、同時出力可能）
単3アルカリ乾電池2本（電池寿命：連続使用約70時間）、ACアダプタ（特別付属品）
温度：0〜50℃ 湿度：95%以下（結露がないこと）
表示器：約70（Ｗ）×110（D）×35（H）mm
約200g
検出器：約ø28×175mm
120g

仕様

264-504

937387：1〜999HL

品名

コードNo.810-288
符 号：UD-412
用 途： 円 筒 の 内 壁 などの 測定に適します。握り部が短かく、測定姿勢を安定させて試験したい
場合に適します。

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階株式会社 佐藤商事 ☎(044) 738-0622 FAX：044-738-0623

http://www.ureruzo.com/ SATO 測定器 .COM：http://satosokuteiki.com/40