標準仕様書 型式：MS3973
型式：MS3973
ベース取付型 絶縁２出力 mV モジュール（仕様プログラム設定型）

概MS3900

19.5

要MS3973 mV 信号モジュールは、各種センサからの mV 入力信号を増幅し、相互に絶縁された 2 チャンネルの DC 出力信号に変換する製品です。PC からプログラムで入出力の仕様変更が可能な仕様プログラム設定型です。
▽ バーンアウト機能付き、係数設定機能(6 次多項式)▽ 保守性と高密度実装を兼ね備えた多連ベース取付▽ 入力―第 1 出力―第 2 出力―電源各間を絶縁▽ 電源ライン上にヒューズを標準装備

53%1/(#+.
47082

ご 発 注 形 式(mm)出力部仕様

型式番号MS3973-□（□～□）-8□□-B□①└②┘

仕③④様電源部仕様
供 給 電 源電 源 感 度電 源 ﾋ ｭ ｰ ｽ ﾞ
最大消費電流24V DC±10%
出力値の±0.1%以内（電源電圧 10%変動時）
300mA ヒューズ
55mA 以下 ＠DC24V

入力部仕様① 入 力 信 号 入力信号（測定入力範囲） ················ 注文コード( ご 指 定 下 さ い ) ■ 20mV DC··············································· １(スパン 5～18mVDC の範囲で指定)■ 40mV DC··············································· ２(スパン 19～36mV DC の範囲で指定)■ 80mV DC··············································· ３(スパン 37～72mV DC の範囲で指定)■ 160mV DC ············································ ４(スパン 73～144mV DC の範囲で指定)■ 320mV DC ············································ ５(スパン 145～288mV DC の範囲で指定)■ 640mV DC ············································· 6(スパン 289～576mV DC の範囲で指定)■ 1V DC ···················································· ７(スパン 577～999mVDC の範囲で指定)■ 2V DC ···················································· ８(スパン 1～2V DC の範囲で指定)＊任意リニアライズは 6 次多項式により設定可能です。
②測定入力範囲 上記入力範囲内で、測定入力範囲をご指( ご 指 定 下 さ い ) 定下さい。
入 力 抵 抗 1MΩ以上 （停電時 1MΩ＠定格入力）
入 力 許 容 電 圧 25V DC max. 連続
リ ニ ア ラ イ ザ 内蔵（プログラム）
工場出荷時設定 特にご指定がない場合の工場出荷時設定
は、入力コード：４，測定入力範囲：０～１００mV となります。

③ 出 力 信 号 第 1 出力信号/第 2 出力信号········· 注文コード( ご 指 定 下 さ い ) ■ 1～5V DC/1～5V DC※1 ··················V1■ 0～5V DC/0～5V DC※1 ··················V5■ 0～10V DC/0～10V DC※1 ··············V6■ 1～5V DC/4～20mA DC※2 ············ C1※1：出力モード設定可能※2：固定出力のためモード設定はできません。ご注文時指定となります。
最 大 出 力 負 荷 電圧出力：2mA 以下
電流出力：300Ω以下
バ ー ン ア ウ ト 検出電流 約 55nA
バーンアウト時間 80s 以内 但し 1V レンジの場合 160 秒以下、2V レンジの場合 480 秒以下
工場出荷時設定 電圧出力タイプで特にご指定がない場合の工場出荷時設定は、出力コード：Ｖ１(1～5V DC/1～5V DC)、バーンアウト下降となります。
④ バ ー ン ア ウ ト ■ 上昇 ······················································· Ｕ( ご 指 定 下 さ い ) ■ 下降 ······················································· Ｄ

ソフト設定内容
ソ フ ト 設 定 ・ 係数設定機能(６次多項式)追加
可 能 項 目 ・ ADC レンジ(入力レンジ)
・ 測定入力範囲
・ バーンアウト・ 出力信号レンジ
・ ゼロ点・スパン調整範囲（スパンの約±4%）・ PAUSE 状態（いずれもRS-232C を介して、パソコンより設定）

MS3973 仕様書 Rev.1.5(MQPDK-110826-21).doc

Page:

1/2

標準仕様書

型式：MS3973 ベース取付型 絶縁２出力 mV モジュール （仕様プログラム設定型）

基準性能端 子 配 列

変 換 精 度
(入力精度+出力精度)
入 力 精 度 レンジ÷スパン×0.02%
ただし、任意リニアライズ精度を除く。
出 力 精 度 ±0.04%以下
温 度 特 性 100ｐｐｍ/℃
応 答 速 度 260ms 以下（0→90%）@100%ステップ入力
CM
R
R 100dB 以上（500V AC、50/60Hz）
信 号 絶 縁 入力―第１出力―第２出力―電源各間
絶縁
絶 縁 抵 抗 100MΩ以上（@500V DC）
入力―第１出力―第２出力―電源各間
耐電圧 ［入力、設定用 RS-232C ポート］―［第１出力、第２出力、電源］間:1500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
第１出力―第２出力―電源各間:500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
入力―設定用 RS-232C ポート間
:50V DC 遮断電流 1.0mA 1 分間
S W C 対 策 ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
動 作 環 境 温度：-5～55℃
湿度：5～90%RH（結露のないこと）
保 存 温 度 －10～60℃

MODEL

PRG mVMS3973

INPUT

モジュール
取り付けネジTAG.

コンフィグレータ
接続用コネクタCOM

FAIL

状態表示 LED

RUN

Mtt

ブ ロ ッ ク 図
状態表示 シリアル
ポート
ランプ

絶縁回路
A

①

B

②C

⑤

D

④

バーンアウト機能付
デジタル演算回路

第１出力回路

ゼロスパン調整

第 2 出力回路

OUT-1
2

OUT-2
45電源回路

方配線

方

外質形

寸

96

取付・形状
付

法 専用ベース（RC3900A-□□AI、RC3900-□□AI）に取付
法 専用ベース（RC3900A-□□AI、
RC3900-□□AI）に配線
法 W19.5×H53×D82mm
量 70g

材質
本 体 ハ ウ ジ ン グ ABS 樹脂基板 ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)
防 湿 処 理 ヒューミシールコーティング：
HumiSeal 1A27NS（ポリウレタン樹脂）

3⑥

電源取

1

専用ベース

コネクタ、LEDコネクタ、LEDＣＯＭ（コンフィグレータ接続用コネクタ）
シリアル通信（RS-232C）により PC との接続をする。
通信ケーブルは専用ケーブル：MS-CBL01(MTT 製)を使用します。
USB ﾎﾟｰﾄを使用する場合は、MS-CBL01 と USB 変換アダプタ：REX-USB60F（ラトックシステム社製）をご使用ください。

コネクタ・ピンアサイン
ピン番号12345678

信号名
DVdd
SHDN
N.C.
N.C.
TX
RX
ISOCOMISOCOM

状 態 表 示 LED
表示パターン
モジュール
ステータス

内容LED

青（RUN）
赤（FAIL）
INIT 状態●●
RUN 状態●‐PAUSE 状態
全コマンド同様◎‐ERROR 状態
ADC 異常‐◎DA 出力異常‐◎
バーンアウト‐◎
電源異常‐◎HALT 状態
WDT‐
●
メモリ‐
●
電源異常‐
●
【注意】1.消灯：‐または○、点灯：●、点滅：◎
2.補足欄の丸印（○、●）1 個当りの単位は 0.25sec

補足

点滅パターン：●●●●○○○○
点滅パターン：●●●●○○○○●○
点滅パターン：●●●●○○○○●○●○
点滅パターン：●●●●○○○○●○●○●○
点滅パターン：●●●●○○○○
消灯の場合あり消灯の場合あり消灯の場合あり

MS3973 仕様書 Rev.1.5(MQPDK-110826-21).doc

Page:

2/2