管理医療機器 義歯床用硬質裏装材（義歯床用接着材）
医療機器認証番号：220ABBZX00334000®

「クラリベース® キット」は「クラリベース®」と「クラリベース® 接着材」を組み合わせたキットです。

優れた操作性で患者様に快適さを®

使

先生には使いやすい操作

いやすさ

1

使

操作がわかりやすいいやすさ

2ストレスフリー● 硬化の進行が見える● 良好な切削性「クラリベース®」はペーストが重合硬化するにつれて色調が変化しますので、硬化の目安を目視で確認できます。

重合硬化後の「クラリベース®」は表面の硬化性に優れているため、バーに絡みにくい良好な切削性が期待できます。

不透明なピンク（練和直後）

サクサク
削れます !!

透明なピンク● トリミングが簡単（重合完了）「クラリベース® 接着材」を塗布している部位は優れた接着性を有し、塗布していない部位はトリミングが容易です。

● ライブピンク色

接着材塗布面に優れた接着性を有します。
練和直後

重合途中

重合完了

優れた理工学的特性

操作性に優れる硬化特性●硬化性に優れており余剰分の切削性にも優れています。
●各種義歯床用材料※と優れた接着性を有します。
●金属には金属接着性プライマー（例えば「アロイ プライマー」）を塗布してください。

ノーマルタイプ、ファーストタイプともにそれぞれの各操作ステップに適した粘度上昇を示します。
「充分な機能運動時間やトリミング時間を確保したい時」はノーマルを、「速やかな操作が必要な場合」はファーストを症例によって使い分けることが可能です。

※アクリルレジン床、スルフォン樹脂床（ポリカーポネート樹脂製に限る）および金属床

混和後の粘度変化
10,000,000■「クラリベース®」キット
ファースト「クラリベース®」キットと各 種 被 着 体のせん断 接 着 強 さ（MPa）
1,000,000
PMMA

トリミングに適した粘度

貯蔵弾性率
Gʼ［Pa］

100,000

ポリカーボネート
コバルトクロム合金

10,000

機能運動に適した粘度

使用機器：

1,0000246810121416

測定条件：PMMA、ポリカーボネートは♯1500 研磨、被着面積 4mmΦADVANCED RHE0METER AR200
測定条件：100

機能運動 トリミング ファーストの操作ステップ

クロスヘッドスピード：1mm/min 70℃ 10日
コバルトクロム合金面には、アルミナサンドブラスト処理後、「アロイ プライマー」を併用※弊社測定のデータ；測定条件などにより数値は異なります。

■「クラリベース®」キット
ノーマル

10

機能運動

12

トリミング

345

直径 25mm プレート使用
時間スイープ測定
周波数 1.0Hz 負荷 500Pa

ノーマルの操作ステップ

6

混和開始からの時間（分）

7

測定温度 37℃

8※弊社測定のデータ；測定条件などにより数値は異なります。

作ステップを、患者さまには快適さを。
使

いやすさ

3

選べるバリエーション

滑沢で清潔な裏装面を目指して● 優れた表面硬化性
重合硬化後の「クラリベース®」は表面の硬化性に優れていますので、滑沢な裏装面を再現できます。

● 選べる硬化時間「クラリベース®」は症例に合わせて2種 類の硬化時間を選択できます。
粉剤はヨゴレ

ノーマル、ファースト共通です !!

粉剤

液剤

F

ヨゴレ

液剤

ノーマル
最終硬化
8 分 30 秒

ファースト
最終硬化6分

● ノーマル● ファースト

粉剤（ノーマル及びファースト兼用）と液剤（ノーマル）を混和する。レジンの硬化時間に余裕があるタイプ。

粉剤（ノーマル及びファースト兼用）と液 剤（ファースト）を混 和 する。
レジンの硬化時間が短いタイプ。

※粉剤用計量カップにはノーマル用とファースト用があります。

● 選べる色調

ヨゴレ
ヨゴレ● フッ素系メタクリル酸系モノマー採用
フッ素系メタクリル酸系モノマーを採用することで汚れや臭いを寄せつけにくく、清潔な裏装面を保つことが期待できます。
● ピンク色「クラリベース®」は義歯床の色調を反映させやすい透明の色調を有した 2 色 から選択できます。
初期

ピンク

ターメリック浸漬
1 日後

ターメリック浸漬
7 日後

ライブピンク【粉剤：ピンク】淡い色調 【粉剤：ライブピンク】赤色繊維入り

フッ素系メタクリル酸系モノマー操作ステップ
色調：混和直後は不透明なピンクで、硬化が進むと透明なピンク色に変化します。
1混和混和

ノーマル0盛り上げ

ファースト

2咬合・機能運動

盛り上げ

1トリミング

03463トリミング

45

混和開始後、ファーストで 2分から 3 分、ノーマルで 4 分から 5 分 30 秒の間に必ず口腔外でトリミングしてください。

7 （分）
研磨
完成

口腔外最終硬化（温水浸漬）

咬合・機能運動25

口腔内最終硬化（再挿入）

着臭性（ppb）
メチルメルカプタン（1 日後）

口腔内最終硬化（再挿入）
口腔外最終硬化（温水浸漬）

6

■ 口腔内
■ 口腔外

吸水性の低いフッ素系メタクリル酸系モノマーを採用することにより、着色・着臭の主な原因である食物色素、臭気物質等の材料内部への浸透や表面への吸着が少ないという特性を有しています。

78メチルメルカプタン（1 週間後）
研磨
完成

9 （分）

トリミング後 3 分間、口腔内保持してください。トリミングしても口腔内から除去できなくなる恐れがある場合は、口腔外で 50℃〜60℃の温水に浸漬してください。
※口腔内保持時間及び温水浸漬時間が短い場合や温水の温度が極端に低い場合、硬化が不十分になりますのでご注意ください。

020406080100020406080100

試験方法：「クラリベース®」ノーマル硬化物を 0.5% メチルメルカプタン水溶液に浸漬した後、硬化物から発生するメチルメルカプタン濃度を計測

着色性（△E＊）
ターメリック（1 日後）
ターメリック（1 週間後）

試験方法：「クラリベース®」ノーマル硬化物の 0.05% ターメリック水溶液浸漬前後の色調変化を計測

吸水率：0.7%

試験方法：JIS T 6521「クラリベース®」ノーマルの硬化物の吸水率を測定※弊社測定のデータ；測定条件などにより数値は異なります。

「クラリベース® キット」の基本ステップ（ご使用に際しましては製品の電子添文等を必ずお読み下さい。）Point

１ 適合状態の確認

Point

Point

使用した小筆、小分け用カップは放置すると硬化しますの

練和開始直後は気泡が抜け易いよ

粉剤用計量カップはノーマル用とで、必ず MMA（即重レジンの液剤）等で洗浄して下さい。

うにサラサラした性状です。

ファースト用があります。

裏装を行う面全体を「クラリベース® 接着材」の2 一層削除

3 塗布・乾燥4 「クラリベース®」の粉剤・液剤の計量及び混和
粉剤用計量カップ

6 口腔内挿入と機能運動

7 トリミング

スポイト

2.0
1.5
1.0

2.0
1.51.0※金属面にはサンドブラスト処理後、金属接着性プライマーを塗布します。

5 レジンの盛り上げ

ノーマル混和開始後 15 秒〜1 分 30 秒
ファースト混和開始後 15 秒〜1 分

混和開始後〜15 秒

8 最終硬化

トリミング後に口腔内で着脱できる症例
・口腔内に 3 分間保持

形態修正・研磨・9 適合の確認

１0 完成※必ず着脱できることを確認してから口腔内にもどしてください

ノーマル混和開始後 1 分 30 秒〜4 分
ファースト混和開始後 1 分〜2 分

トリミング後に口腔内で着脱できない症例
・50℃〜60℃の温水に3 分間浸漬

ノーマル混和開始後 4 分〜5 分 30 秒
ファースト混和開始後 2 分〜3 分

構成品
ノーマル（ピンク）

管理医療機器 義歯床用硬質裏装材（義歯床用接着材）● クラリベース®

®

粉剤（ピンク）×1本（80g）、液剤（ノーマル）×1本（38mL）● クラリベース® 接着材

接着材×1本（20mL）● 付属品

医療機器認証番号：220ABBZX00334000

粉剤用計量カップ（ノーマル）、粉剤用付属キャップ、スポイト、小筆（CMO）、小分け用カップ、ラバーカップ、スパチュラ ×各1個

ノーマル（ライブピンク）● クラリベース®

粉剤（ライブピンク）×1本（80g）
液剤（ノーマル）×1本（38mL）

ファースト（ライブピンク）● クラリベース®

● クラリベース® 接着材

粉剤（ライブピンク）×1本（80g）、液剤（ファースト）×1本（38mL）

接着材×1本（20mL）● クラリベース® 接着材● 付属品

接着材×1本（20mL）

粉剤用計量カップ（ノーマル）、粉剤用付属キャップ、スポイト、小筆（CMO）、小分け用カップ、ラバーカップ、スパチュラ ×各1個

● 付属品

粉剤用計量カップ（ファースト）、粉剤用付属キャップ、スポイト、小筆（CMO）、小分け用カップ、ラバーカップ、スパチュラ ×各1個単品包装
管理医療機器 義歯床用硬質裏装材

クラリベース® 医療機器認証番号：220ABBZX00374000［関連商品］

・粉剤（色調：ライブピンクまたはピンク ）1本（80g）
付属品（粉剤用付属キャップ）

管理医療機器
歯科金属用接着材料

・液剤（ノーマルまたはファースト）1本（38mL）

アロイ プライマー

・粉剤用計量カップ（ノーマル用またはファースト用 ）医療機器認証番号：20900BZZ00723000

・スポイト

● 5mL

・スパチュラ・ラバーカップ
管理医療機器 義歯床用接着材

クラリベース ® 接着材料 医療機器認証番号：220ABBZX00375000
接着材

1本（20mL）

小筆（CMO）●印刷のため、現品と色調が異なることがあります。 ●仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。
●出典のない測定データはクラレ ノリタケデンタル株式会社によるものです。 ●ご使用に際しましては電子添文等を必ずお読み下さい。

お問い合わせ平日 10：00 〜17：00〒100 - 0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー［ 製造販売元 ］クラレノリタケデンタル株式会社〒959 -2653 新潟県胎内市倉敷町2- 28

クラレノリタケデンタル
公式アプリのダウンロード

クラレノリタケデンタル
LINE 公式アカウント

推奨 OS バージョン iOS14.0 以上 /Android 9.0 以上

友だち追加はこちらから［ 販売 ］株式会社モリタ〒564 - 8650 大阪府吹田市垂水町 3 -33-18
お客様相談センター：0800-222 -8020〈医療従事者様向窓口〉

最新情報配信中！

「クラリベース」
は株式会社クラレの登録商標です。
T615- 04 12/2023