Spirit ™ 300, 600 & 1200
Oxígeno Líquido Portátil

Práctico y cómodo
Los equipos portátiles de oxígeno líquido de CAIRE están
diseñados para maximizar la comodidad y movilidad delpaciente y, además, son prácticos. Los modelos Spirit
se presentan en un estuche atractivo con acabados
de cuero y permiten al paciente medio con terapia deoxígeno una mayor duración de su actividad móvil. Con
su peso ligero y su diseño cómodo y agradable a la vista,
los Spirits ofrecen una nueva dimensión de libertad parael paciente.
Todos los modelos Spirit incorporan un dispositivo deconservación de oxígeno digital (DOCD, por sus siglas
en inglés), que administra un volumen de gas establecido
en cada respiración. El DOCD extiende la duración deloxígeno por configuración y le permite al Spirit un diseño
liviano y compacto. El DOCD recibe la alimentación deCARACTERÍSTICA

pilas de dos celdas C de alta duración, que son fácilesde sustituir. El único mando de control es fácil de usar,• El diseño pequeño y ligero permite un estilo de vida
más activo.

intuitivo y, gracias a su estuche suave, aumenta la• Transporte fácil.

comodidad y confianza del paciente.

• Tasas de flujo seleccionables entre 1 y 5 LPM yopción de flujo continuo.

Al estar disponibles las opciones de llenado lateral y• Proporciona entre 8 y 30 horas de uso a ajuste 2.

superior, los modelos Spirit son fáciles de llenar. El
sencillo procedimiento de llenado de un solo paso no
requiere energía y no genera ruido.

• Disponible con compatibilidad con llenado lateral yllenado superior.
• Cómodo estuche blando

CAIRE tiene la gama más amplia de productos de oxígeno disponible, con opciones disponibles parasatisfacer las necesidades de movilidad y prescripción de cada paciente. Visite www.caireinc.com para
conocer las unidades LOX portátiles de alto flujo y bajo demanda y nuestros concentradores de oxígeno
portátiles, transportables y estacionarios.

Spirit ™ 300, 600 & 1200
Oxígeno Líquido Portátil

Especificaciones del producto
Spirit 300

Spirit 600

Spirit 1200

Capacidad de oxígeno líquido

0,36 kg

0,68 kg

1,36 kg

Capacidad gaseosa equivalente

275 L

516 L

1026 L

Peso (vacío)

1,6 kg

1,86 kg

2,27 kg

Peso (lleno)

1,95 kg

2,54 kg

3,63 kg

Altura223 mm

292 mm

355 mmTiempo de uso típico a ajuste 2

8 horas16.1 horas

30.4 horas

Presión de funcionamiento

137 kPa

137 kPa

137 kPa

Tasa de evaporación normal

0,57 kg/dia

0,57 kg/dia

0,57 kg/dia

Rango de control de flujo estándar

Demanda: Off 1,1.5,2, 3, 4, 5 LPM, FC*

Demanda: Off 1,1.5,2, 3, 4, 5 LPM, FC*

Demanda: Off 1,1.5,2, 3, 4, 5 LPM, FC** El flujo continuo (FC) es 2 LPM

Información de pedidos**
Descripción

Número de referencia

Spirit 300 TF

13104204

Spirit 300 SF

13103130

Spirit 600 TF

13100107

Spirit 600 SF

13104167

Spirit 1200 TF

11940233

Spirit 1200 SF

11940532

Accesorios
Cinta para el hombro

13234703** Los números de catálogo reflejan los números de componente en inglés deEE. UU. Para ver los números de componentes específicos de idiomas,
póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Información de contacto de CAIRE:+49 2027395540
www.caireinc.com

CONSULTE LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA OBTENER TODALA INFORMACIÓN. Consulte las instrucciones de uso del producto correspondientepara obtener información acerca de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias,
precauciones e información detallada de seguridad del producto.
© 2022 CAIRE Inc. Todos los derechos reservados.

ML-LOX0013-3 F