【1】安全に関する項目 ※ご使用の前に必ずお読みください｡【2】用途と特徴

このたびはUSB通信ユニットLCR-USBをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。そして常にご覧いただけるように製品と一緒に大切に保管してください。

2-1 用 途本ソフトウェアはハンディ LCRメータLCR700とLCR-USBを接続して、測定した値や日時をパソコンに記録できます。

警

告・ 本製品と接続するハンディ LCRメータLCR700の取扱説
明書もよくお読み頂き正しく安全にお使いください。
・ 本製品および本説明書は改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
・ 別途パソコンが必要となります。
・ 本製品を運用した結果については責任を負いかねますのでご了承ください。

LCR-USB
USB通信ユニット
USB Communication Unit
取扱説明書

INSTRUCTION MANUAL
本社 = 東京都千代田区外神田 2 − 4 − 4･ 電波ビル
郵便番号 =101-0021･ 電話 = 東京（03）3253 − 4871 ㈹大阪営業所 = 大 阪 市 浪 速 区 恵 美 須 西 2 − 7 − 2
郵便番号 =556-0003･ 電話 = 大阪（06）6631 − 7361 ㈹SANWA ELECTRIC INSTRUMENT CO.,LTD.

Dempa Bldg., 4-4 Sotokanda2-Chome Chiyoda-Ku,Tokyo,Japan

植物油インキを使用しています。

01-1204 2040 2040

3-4 LCRLinkセットアップウィザードへようこそ「次へ（N）」をクリックします。

1-1 LCR-USBディスクについて
本ディスクには、LCRソフトウェアのインストーラ、通信デバイ
スドライバーが収納されています。
ディスク内容物 フォルダおよびファイル名
インストーラ ¥App¥setup.exe
デバイスドライバー¥Driver¥Vista̲7 32bit 64bit¥Driver¥XP 32bit

説 明Windows7 32bit / 64bit
Vista 32bit用
Windows XP 用

1-2 動作環境
CPU：1.6 GHz以上、メモリが1 GB以上のPC（パソコン）
対応OS：Windows XP*（日本語）
動作確認OS ：Windows Vista 32it（日本語）、Windows 7 32bit/64bit（日本語）* OSがWindows XPの場合は、Microsoft .Net Framework2.0以上がインストールされていることが必要です。されてない場合は、Microsoftのダウンロードセンターからインストールしてください。
・ WindowsはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

3-2 インストーラの起動
App¥JPN（日本語用）フォルダにあるsetup.exe（種類：アプリケーション）をダブルクリックします。

デバイスドライバーをインストールするときはLCR-USBをLCR700に接続しないでください。
4-1 Windows XPへインストール
1）パソコンを起動します。
2）インストールディスクをCD -ROMドライブに入れます。ここではCD-ROMドライブをEドライブとします。
3）LCR-USBをUSBポートに差し込むと自動的に 新しいハードウェアの検出ウィザード が表示されます。 一覧または特定の場所からインストールする を選択し 次へ をクリックします。

3-1 インストールの準備
・ USBユニットに同梱されているインストールディスクを用意します。
・ ご使用のPC（パソコン）が次の性能以上の環境であるかご確認ください。
CPU：1.6 GHz、メモリ：1 GB以上
・ インストールするPCのOSが日本語Windows XP、WindowsVista（32bit）、Windows 7（32bit/64bit）のいずれかであることを確認します。
・ OSがWindows XPの場合は、Microsoft .Net Framework2.0以上がインストールされていることが必要です。されてない場
合は、Microsoftのダウンロードセンターからインストールしてください。
・ PCのアカウントが管理者であることを確認します。
・ 準備ができましたら、インストールディスクをCDドライブに挿入します。

3-3 ユーザーアカウント制御「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？」と聞かれますので、「はい」をクリックします。Windows
XPはこの表示はありません。

8）ドライバーソフトウェアをインストールしている経過を表示します。

1-3 内容物
LCR-USBディスク（LCRLinkソフトウェアのインストールディス
ク、LCR-USBのデバイスドライバー）、LCR-USB、取扱説明書− 1 −3-6 インストールの確認「次へ（N）」をクリックしてインストールを開始します。

− 2 −3-8 インストールが完了しました
インストールが完了しましたので、「閉じる（C）」をクリックしてウィンドウを閉じます。

− 3 −3-9 インストールFAQ

3-7 インストールをしています
インストール中の経過を表示しますのでしばらくお待ちください。

− 12 −【6】LCR700本体とLCR-USBの通信仕様について

Q1. どこにインストールされますか?
A1.「3-5 インストールフォルダの選 択」で変更しなければ、C:¥Program Files\SANWA\LCRLink にインストールされます。

以上でインストールは終了です。

本項目は、同梱されているLCRLink（通信用ソフトウェア）を使用される方は、特にご覧になる必要はございません。通信
ソフトを自作される方向けにLCR700本体とLCR-USBの通信仕様をご説明いたします。
注

意：
本マニュアルを参照されてお客様が作成されるプログラムにおける動作の保証およびお問い合わせにはご対応はいたしかねますのでご了承ください。

6-1 通信方式
LCR-USBは、USB接続ですが通信仕様はRS232Cポートとして認識されます。
通信方式は、UART（Universal Asynchronous Receiver Transmitter）
非同期通信の調歩同期通信です。本体からは赤外線LEDにより光絶縁されています。
ポート設定は次のようになります。
ボーレート
データビットストップビット
パリティビット
フロー制御
ターミナルコード

9600 bps
8 bit
1 bit
なし
なし
CR+LF（0DH+0AH）

− 5 −

※注 意：
デバイスドライバーは、Windows XP用（¥Driver¥XP 32bit）とWindows Vista/Windows7用（Vista̲7 32bit 64bit）がありますが、間違えると正常にインストールができなくなります。必ず適用のOSを確認してから検索場所を指定してください。

− 6 −

− 7 −

7）インストールの確認をします。 スタート → コントロールパ
ネル とクリックし、システム を開きます。 デバイスマネー
ジャー のタブをクリックします。 ポート（COMとLPT）を開き、 SANWA PC LINK SYSTEM CABLE をダブルクリックします。プロパティ画面で このデバイスは正常に動作しています と表示されていることを確認します。

4-2 Windows 7へインストール
1）パソコンを起動します。
2）インストールディスクをCD-ROMドライブに入れます。ここではCD-ROMドライブをEドライブとします。
3）LCR-USBをPCのUSBポートに差し込みます。この際自動的にドライバーのインストールをおこないますが、適切にインストールされませんので、4項目に行ってください。
4）コントロールパネル→ハードウェアとサウンドからデバイスマ
ネージャーを開きます。

5） SANWA PC LINK SYSTEM CABLEを使用するためにインストールしようとしているソフトウェアは、WindowsXPとの互換性を検証するWindowsロゴテストに合格していません。 と表示されます。 続行 をクリックします。

− 13 −

6-3 データ構造
本体から転送される計測データは、16個のデータブロックとなります。データビットは8ビット／ブロックです。
1234567891011121314151617

開始コード
データ長
STATUS0STATUS1STATUS2MMOD
MREADH
MREADLMSCOPEMSTATUSSMOD
SREADH
SREADLSSCOPESSTATUS
CRLF

Bit
01名称

SMOD

234567−−−−−

説明
サブ表示部のモード
000：None, 001：D（Dissipation factor）
010：Q（Quality factor）
101：ESR or Rp（Equivalent resistance）
100：θ（Phase angle）
未使用
未使用
未使用
未使用
未使用

Bit 名 称説明
0 〜 7 SREADL サブ表示部の16 bitバイナリデータ
0 〜 7 SREADH 例）SREADH:1AH, SREADL:B5H ⇒6,837
・SSCOPE（ブロック14）の説明
Bit
0126） 完了 をクリックしてインストールは終了です。

34567− 9 −− 10 −− 11 −

名説
明
小数点位置（サブ表示部）
SDOT 000：19999, 001：1999.9, 010：199.99
011：19.999, 100：1.9999
測定単位（サブ表示部）
00000：None, 00001：Ω, 00010：kΩ
00011：MΩ, 00100：None, 00101：μH
SUNIT 00110：mH,00111：H, 01000：kH, 01001：pF
01010：nF, 01011：μF, 01100：mF
01101：%, 01110：deg− 15 −

・STATUS1（ブロック4）の説明
Bit
01
2
34567

名称−−−BATFREQ・MREADH（ブロック7）／ MREADL（ブロック8）の説明
説

明

未使用
未使用
未使用
バッテリ残量 00：5 %未満、01：30 %未満、
10：60 %未満、11：60 %以上
測定周波数000：100 Hz, 001：120 Hz, 010：1 kHz
011：10 kHz, 100：100 kHz

メイン表示部の4桁の数値
・STATUS2（ブロック5）の説明

任意
任意
任意
サブ表示部の4桁の数値
任意
任意0DH0AH

Bit 名 称説明
0HOLD bit1でデータホールド（HOLD）が有効
1
RELRF bit1でリラティブのリファレンス値表示が有効
2
RELbit1でリラティブ（△）が有効
3
CALbit1でキャリブレーションが有効
4
SORT bit1でソートモードが有効
5 AUTO LCR bit1でオートLCRモードが有効
6
AMOD bit1でオートモードが有効
7
MOD bit1:0でシリーズ、bit:1でパラレル測定

Bit
01
2
34567

名称説
明
0011：±0.25 %, 0100：±0.5 %0101：±1.0 %, 0110：±2.0 %SORTP
0111：±5.0 %, 1000：±10.0 %1001：±20.0 %, 1010：+80 % / -20 %
−
未使用
−
未使用−
未使用−
未使用

・MMOD3（ブロック6）の説明
Bit
01

名称MMOD

234567−−−−−− 17 −

・SSTATUS（ブロック15）の説明
Bit
01
234567名

称説明
サブ表示部の表示内容
00000：Number, 00001：Space, 00010：Dash
SDIS 00011：OL, 00100：OFF, 00101：None00110：Err, 00111：Pass, 01000：Fail01001：Open, 01010：Short (Srt)
SDASH bit1で ---- を表示（サブ表示部）
SOL
bit1で OL を表示（サブ表示部）
サブ表示部の表示カウント数
SCNT
0：20000 counts, 1：2000 counts

LCRLinkの使用方法については、ソフトウェアのヘルプから閲覧できます。ソフトウェアのヘルプ→目次から起動するか、Windowsのスタート→すべてのプログラム→SANWA→LCRLinkHelpから起動してください。
※ Windowsでは接続するUSBポートごとにCOMポート番号が変わります。

称− 20 −

− 14 −

・STATUS0（ブロック3）の説明− 16 −

・SMOD3（ブロック11）の説明

00H0DH
任意
任意
任意
任意【7】LCRLinkの使用方法− 8 −LCR-USBとLCR700を接続するときは、LCR700に信号入力が加わっていないこと、電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

本体の背面にLCR-USBをしっかりとはめ込みます。
通信ユニットのUSBをパソコンのUSBポートに接続し、本体のPCボタンを押して通信可能状態にします。この際、表示器にPC が表示されます。

6）ドライバーソフトウェアを自動検索するか、手動で検索するか尋ねてきますので、手動を選択します。

・SREADH（ブロック12）／ SREADL（ブロック13）の説明

4）検索場所を指定する画面が表示されます。 次の場所を含める にチェックをいれ、「E:¥Driver¥XP 32bit」（お客様のご使用されているパソコンによって異なる場合があります）と入力し"次へ"をクリックします。ドライバーのインストー
ルを開始します。

【5】LCR-USBの接続方法【3】LCRLinkのインストール

Q3. インストールができません。
A3. イ ン スト ー ル が 可 能 なWindows OSはWindows XP、Windows Vista、Windows 7です。Windows XPの場合は、Microsoft .Net Framework2.0以上が必要です。また、ログインしたアカウントは管理者でインストールします。もう一度「3-1 インストールの準備」をご確認ください。

【4】デバイスドライバーのインストール

9）次の画面でドライバーのインストールが終了します。
下例ではCOMポート番号にCOM7に割当られました。

USB光通信ユニット（LCR-USB）

6-2 データ転送のタイミング
・ LCR700本体側からの送信タイミング：
RTSがアクティブの時に、本体のLCD表示の更新するタイミン
グ（約2回/1秒）でデータが本体から送信されます。

− 4 −7）ドライバーソフトウェアの参照場所をインストールディスクがある［E:¥Driver¥Vista̲7 32bit 64bit］（お客さまのご使用されているパソコンによって異なる場合があります。）
を指定して 次へ をクリックしまします。ドライバーのインストールを開始します。

2-2 特 徴・ イベント記録が可能
・ 取込間隔を最速から59分まで設定可能
・ 保存したデータ（csvフォーマット）を表計算ソフトで開けばグラフ作成も容易。

Q2. アンインストールしたいのですが。
A2. 2つの方法があります。1つは、インストール時に使用したsetup.exeをダブルクリックします。インストールウィザードが表示されたら削除を選んで「完了（F）」をクリックします。
もう一つは、Wi n d ow sの左下のスタートボタンからコントロールパネルを選び、更に「プログラムの追加と削除」をクリックし、インストールされているプログラムの一覧からLCRLinkを選んで削除します。

3-5 インストールフォルダの選択
特にフォルダを変更する必要がなければ、「次へ（N）」をクリックします。

5）デバイスマネージャーの他のデバイスを展開するとビックリマークが付いた［USB-Serial Controller］がありますので、それを右クリックしてドライバーソフトウェアの更新をおこないます。

【8】故障かなとおもったら・ LCR-USBとLCR700が正しく接続されているか確認してくだ
さい。
・ LCR-USBのUSBコネクタがパソコンのUSBポートに正しく接続されているか確認してください。
・ LCLinkで設定したポート番号とデバイスドライバーのポート番号（COMx）が合っているか確認してください。
・ デバイスマネージャーで正しくデバイスドライバーがインストールされたか確認してください。
・ USBハブに接続する場合は、セルフパワーのUSBハブを使用してください。
・ LCR700本体のPC転送機能が稼働しているか確認してくだ
さい。
・ LCR700本体の電池が消耗していないか確認してください。

− 21 −

説明メイン表示部のモード
000：None, 001：L（Inductance）mode
010：C（Capacitance）mode
101：R（Resistance）mode, 100：DCR mode
未使用
未使用
未使用
未使用
未使用

− 18 −

Bit 名 称説明
0˜7 MREADL メイン表示部の16 bitバイナリデータ
0˜7 MREADH 例）MREADH：2EH, MREADL：E3H ⇒12,003
・MSCOPE（ブロック９）の説明
Bit
01234567

名

称MDOT

説
明
小数点位置（メイン表示部）
001：1999.9, 010：199.99
011：19.999, 100：1.9999

測定単位（メイン表示部）
00000：None, 00001：Ω, 00010：kΩ
MUNIT 00011：MΩ, 00100：None, 00101：μH
00110：mH, 00111：H, 01000：kH
01001：pF, 01010：nF, 01011：μF, 01100：mF

・MSTATUS（ブロック10）の説明
Bit
01234567

名称MDIS説

メイン表示部の表示内容
00000：Number, 00001：Space, 00010：Dash00011：OL, 00100：OFF, 00101：None00110：Err, 00111：Pass, 01000：Fail01001：Open, 01010：Short（Srt）

MDASH bit1で ---- を表示（メイン表示部）
MOL bit1で OL を表示（メイン表示部）
メイン表示部の表示カウント数
MCNT
0：20000 counts, 1：2000 counts− 19 −Ě MEMO Ě

【9】仕様
I/F規格
USB Specification Rev1.1 準拠
電源電圧 DC 5 V（USBバスより）
使用環境 温度0 〜 40度 湿度0 〜 80 ％（ただし結露のないこと）
ケーブル長 1.3 ｍ【10】アフターサービスについて
10-1 保証期間について本品の保証期間は、お買い上げ日より3年間です。
ただし、日本国内で購入し日本国内でご使用いただく場合に限ります。
10-2 修理について修理費用や輸送費用が製品価格より高くなる場合もあります
ので、事前にお問い合わせください。
本品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後6年間です。この保有期間を修理可能期間とさせていただきます。
ただし、補修用部品の入手が製造会社の製造中止等により不可能になった場合は、保有期間が短くなる場合もあります。
10-3 修理品の送り先
製品の安全輸送のため、製品の5倍以上の容積の箱に入れ、十分なクッションを詰めてお送りください。
箱の表面には「修理品在中」と明記してください。
輸送にかかる往復の送料は、お客様のご負担とさせていただ
きます。
［送り先］ 三和電気計器株式会社・羽村工場サービス課〒205-8604 東京都羽村市神明台4-7-15
TEL（042）554-0113 ／ FAX（042）555-9046
10-4 お問い合わせ
三和電気計器株式会社
東京本社 ：TEL（03）3253-4871 FAX（03）3251-7022
大阪営業所 ：TEL（06）6631-7361 FAX（06）6644-3249
お客様計測相談室：
0120-51-3930
受付時間 9:30 〜 12:00 13:00 〜 17:00（土日祭日および弊社休日を除く）
ホームページ：http://www.sanwa-meter.co.jp− 22 −

明− 23 −