R&S®Spectrum Rider
ハンドヘルド・スペクトラム
アナライザ
Small form factor to handle big tasks

R&S®SpectrumRider
モダンで堅牢なデザイン
ラボやフィールドでの測定に最適な多目的ツール¸Spectrum Rider

堅牢、防水・防塵
コネクタの保護キャップ

クラス最高の RF 性能❙	周波数レンジ：5 kHz ~ 4 GHz（ソフトウェア・アップグレード）❙	DANL: < –160 dBm (10 MHz ~ 3 GHz) (Typ.)❙	位相雑音 : –105 dBc (1 Hz) @ 100 kHz オフセット❙	掃引時間：34 μs（ゼロスパン）
20 ms（スパン < 600 MHz）
❙ レベル確度 : 0.5 dB (10 MHz ~ 4 GHz)

アプリケーション例❙	EMI デバッキング❙	RF デザイン・デバッキング❙	教育およびトレーニング❙	スペクトラム・モニタリング❙	電界強度測定❙	シグナル・ロケーション❙	RF 送信機のテストおよびメンテナンス

多言語サポート
オンスクリーン・キーボード

自動測定用
測定ウィザード
暗所での使用に最適なバックライト・キーボード

使いやすさを追求❙	スマートフォンを彷彿とさせる、静電式タッチスクリーンによる直感的な操作❙堅 牢なキーパッドによる従来と同様の操作❙日 中の強い日差しの下でも見やすい
低反射ディスプレイ

特徴 & オプション
スマートフォンを彷彿とさせる静電式
タッチスクリーン

タッチスクリーンやキーボードによるわかりやすい
操作メニュー表示

1 ボタンで簡単にスクリーンショットや測定を保存

ロータリーノブ❙	多機能マーカーを用いた RF スペクトラム測定■ 周波数カウンタ■ ノイズ測定❙ 正確な RF パワー測定■パ ワーセンサーを使用した平均パワー測定■ ワイドバンド・パワーセンサーを使用したパルス・パワー測定❙	簡単操作による、チャネル・パワー測定❙	事前に定義した測定シナリオのリコール❙	L AN/USB によるリモート制御

フィールド使用に最適❙ 2.5 kg の軽量設計（バッテリ含む）❙ コンパクト設計 (202 mm x 294 mm x 76 mm)❙ 1 回の充電で最大 8 時間の動作可能❙ 暗所での使用に最適なイルミネーション・キーパッドを採用❙ 手袋着用時にも使いやすい大きなハード・ボタンを採用❙ 堅牢設計❙ IP51 を満たした、防塵・防水設計❙ 各種メディアに対応したデータストレージ（内部メモリ、USB、micro SD カード）

信頼性の高い測定
性能比較
R&S®Spectrum Rider

一般的なハンドヘルド
スペクトラム・アナライザ

一般的なベンチトップ
スペクトラム・アナライザ

周波数レンジ

5 kHz ~ 2 / 3 / 4 GHz

モデルにより異なるモデルにより異なる

周波数拡張（ソフトウェアによるアップグレード）

最大 4 GHzーー

タッチスクリーンによる操作

静電式タッチスクリーン（ピンチアウトなどの操作が可能）

抵抗膜式タッチスクリーン（動作速度が遅い）同等製品では対応製品なし

バッテリ動作時間

8 時間（ハンドヘルド・タイプで最長の動作時間）

2 ~ 4 時間同等製品では対応製品なし

重さ

2.5 kg（バッテリ含む）

3 kg ~ 5 kg

4.5 kg 以上

ラボ・ユースフィールド・ユース

R&S®Spectrum Rider はサービスや開発ラボで求められる基本的な測定能力を備えています。開発段階の被試験デバイスにより発せられる信号をEMIデバッキングにより捕捉することが理想的です。R&S®Spectrum Rider は、周波数やレベル測定、スプリアス測定のような各種測定を実施できます。

軽量かつ堅牢なR&S®Spectrum Rider は、フィールドで安心して使用できます。ハンドヘルド・タイプで唯一の8時間のバッテリ動作、大きなフルカラー・ディスプレイ、そしてバックライト・キーボードを実現したことにより、昼夜問わずオンサイトでの操作を可能にします。
フィールドでの使用に適した設計、そして電界強度測定をはじめとするモニタリング測定等を活用することで、簡単かつ便利に、目的にあった測定を実施できます。

R&S®Spectrum Rider はコンパクトな設計により、スペースの少ないラボにおいても置き場に困りません。そのため、R&Dラボやサービスステーションでの作業に最適なツールです。
R&S®Spectrum Rider はLANまたはUSBを介してリモート制御することで、容易に測定シナリオを自動化することができます。R&S®Instrument View を用いることで、大きなスクリーン上に画面を表示させることができます。
この機能は、教育用途には非常に有効です。

ユーザーは100以上の測定シーケンスを（内部メモリ等に依存）を事前に定義しておくことができます。この機能を使用することで、測定にかかる時間を大幅に削減できます。また、ヒューマン・エラーを軽減し、測定効率の向上に役立ちます。
測定後、結果を自動的に保存することもできます。
R&S®Instrument View には、数秒で測定レポートを作成するための機能が準備されています。また、収集した信号の詳細な解析のために、保存したトレース上にマーカーを追加することも可能です。

オーダー情報
製品名

型番

価格

R&S®Spectrum Rider ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ (5 kHz ~ 2 GHz)

R&S® FPH¥ 620,000

周波数拡張 ( ~ 3 GHz)

R&S®FPH-B3¥ 103,000

周波数拡張 ( ~ 4 GHz) (要：R&S® FPH - B3 )R&S®FPH-B4¥ 103,000

プリアンプ (5 kHz ~ 4 GHz ) (周波数拡張により対応周波数が異なる)

R&S®FPH-B22¥ 52,000

AM / FM アナログ変調解析

R&S®FPH-K7

近日リリース

パワーセンサー・サポート

R&S®FPH-K9¥ 65,000

干渉波解析

R&S®FPH-K15 1)

近日リリース

信号強度マッピング

R&S®FPH-K16 1)

近日リリースチャネル・パワー・メータ

R&S®FPH-K19¥ 83,000

パワーセンサーを用いたパルス測定

R&S®FPH-K29

レシーバー・モード / チャネル・スキャナ

R&S®FPH-K43

標準添付品
リチウム-イオン バッテリ・パック、USBケーブル、AC電源ケーブル
CD-ROM ( R&S®Instrument View ソフトウェア、ドキュメント)、サイド・ストラップオプション1)¥ 140,0001)

近日リリース

アクセサリ1)カー・アダプタ

R&S®HA-Z302

バッテリ・チャージャー
Li - ion バッテリ (6.4 Ah)

R&S®HA-Z303
R&S®HA-Z306

電源ケーブル (予備用)

R&S®HA-Z301

ソフト・ケース

R&S®HA-Z220

GPSレシーバー

R&S®HA-Z340

対数周期アンテナ

R&S®HA-Z350

ヘッドフォンR&S®FSH-Z36

ハードケース

R&S®RTH-Z4：2016年1月以降に販売予定

詳細は別途お問い合わせください。

❙ 70カ国に広がるサービス網❙ 顔の見えるサービス

個別の要望に応える柔軟性
最高級の品質❙ 長期的な信頼性❙❙

ローデ・シュワルツについて
Rohde & Schwarz グループ（本社：ドイツ・ミュンヘン）は、エレクトロニクス分野に特化し、電子計測、放送、無線通信の監視・探知および高品質な通信システムなどで世界をリードしています。
80 年以上前に創業、世界 70 カ国以上で販売と保守・修理を展開している会社です。

持続可能な製品デザイン❙ 環境適合性とエコフットプリント❙ エネルギー効率化と低排出❙ 製品の超寿命化と総保有コストの最適化
Certified Quality Management

ISO 9001

Certified Environmental Management

ISO 14001

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社
www.rohde-schwarz.com❙ 本社 / 東京オフィス〒 160-0023 東京都新宿区西新宿 7-20-1
住友不動産西新宿ビル 27 階TEL：03-5925-1288/1287 FAX：03-5925-1290/1285❙ 横浜オフィス〒 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-8-12
TEL：045-477-3570（代）FAX：045-471-7678❙ 大阪オフィス〒 564-0063 大阪府吹田市江坂 1-23-20 TEK 第 2 ビル 8 階
TEL：048-829-8061（代）FAX：048-822-3156❙ サービスセンター〒 330-0075 埼玉県さいたま市浦和区針ケ谷 4-2-11
さくら浦和ビル 4 階
TEL：0120-138-065 E-mail：service.rsjp@rohde-schwarz.com

R&S®は、ドイツRohde & Schwarz社の商標または登録商標です。
E-mail: info.rsjp@rohde-schwarz.com http://www.rohde-schwarz.co.jp
PD 3607.2149. 32 | バージョン 1.00 | 2015年11月（現在）
R&S®Spectrum Rider ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ掲載されている記事・図表などの無断転載を禁止します。
おことわりなしに掲載内容の一部を変更させていただくことがあります。
あらかじめご了承ください。

3607214932

PD 3607.2149.32 V 01.00

高品質に裏打ちされたサービス