各部の説明① 電源LED② USB転送状態表示LED③ 動作モードLED④ ポートB状態表示LED⑤ ポートA状態表示LED仕⑥ 計測ポートBコネクタ⑦ 計測ポートAコネクタ①②③④⑤⑥⑦

様10Base-T / 100Base-TX対応

LAN パケットテスター

LE-590TX

ノートPCのUSBポートに接続して使用できる小型・軽量のLANアナライザー

計測用ポートイーサネット 10Base-T / 100Base-TX 2ポート（RJ-45コネクタ） Auto MDI/MDI-X対応

PC接続用ポートUSB2.0 Highスピード（Mini USBコネクタ）

LEDインジケータ

電源表示、動作モード表示、USB転送状態表示、ポートA/BのLink/Speed、ポートA/BのCapture

時間測定

受信フレーム毎に前の受信フレームからの経過時間をタイムスタンプデータとして付加（μ秒単位)

タップ（TAP）モード

ポートAB間のすべてのパケットを複製し、相互にスルー転送しながら、タイムスタンプなどの付加情報と共にパソコンに記録「付属ソフトLE590-TAP」の主な機能
フィルタ指定可能、カウンターパネル・ユニバーサルカウンタはEXCEL形式保存、キャプチャデータはPCAP形式で保存 ※1
折れ線、円、棒グラフによるトラフィック表示
L1/L2ループバックテスト機能

イーサネット解析ソフトの利用：Wiresharkで直接キャプチャ可能
パケットジェネレータ
（PG）モード

ポートAB共に、あらかじめ作成した複数のパケットを指定レートで送信および受信が可能「付属ソフトLE590-SG」の主な機能
メディア設定（10M/100M、全二重/半二重、オート、MDIX）
出力レート指定、フロー制御有無、連続、パケット数、タイムから送信指定
送信フレームの2〜7レイヤ設定(最大64フレーム編集可能、キャプチャデータを読み込み可、VLAN、X-TAG指定可)(プリアンブルは指定できません)
CRC､IPチェックサムエラー付加、BERT機能、ルータNAT機能「付属ソフトLE590-2544」の主な機能
スループット、レイテンシー、パケットロス、バックツーバックテスト可テスト結果をレポートとして出力可能

NICモードポートAまたはBの1ポートをNIC（Network Interface Card）として動作「付属ソフトLE590-NIC」の主な機能
ポート設定、カウンター機能、ファーム・アプリケーション管理機能

周囲温湿度

動作温度：0〜40℃

電USBバスパワー動作 (最大4W）

源

本体

保存温度：-10〜70℃

湿度：85%RH以下（結露なし）※2外形寸法・質量約170g

CE（EMI:Class A）/FCC

適合規格
動作環境

95mm × 76.6mm x 19.6 mm

OS標準構成品

Windows 7/8/8.1/10
本体、解析ソフトCD、ミニUSBケーブル、USB分岐ケーブル、LANケーブル、取扱説明書、保証書※1：保存したファイルの閲覧にはWiresharkなどのソフトが必要になります。キャプチャされたフレームにはFCSが含まれます。
※2：USBバスパワー供給能力が不足する場合は、付属のUSB分岐ケーブルで2つのUSBポートから電源を供給してください。

特安全上のご注意

本製品をご使用の際は、添付の取扱説明書をよくお読みいただき、取扱説明書にそってお使いください。取扱説明書で保証していない使い方、仕様範囲以外の装置との接続、改造等につきましては故障・事故の原因となります。万一、保証外の使用方法で故障・事故などが発生した場合は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

●本カタログに記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●本カタログに記載の製品仕様、デザイン等は2019年3月現在のものです。改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
●製品の色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。●このカタログからの無断転載はかたくお断りいたします。
©2019 by LINE EYE CO., LTD.

長

◎10/100MbpsのLANデータをUSB経由でパソコンに高速転送◎最高100Mbpsラインスピードのテストパケット出力◎USBバスパワー動作が可能なため外部電源不要〒601−8468 京都市南区唐橋西平垣町39−1 丸福ビル4Ｆ
TEL.075−693−0161 FAX.075−693−0163● URL

http://www.lineeye.co.jp◎Wiresharkからもキャプチャ可能。

● E-mail ： info@lineeye.co.jp※株式会社ラインアイは、元積水化学工業株式会社の電子機器開発メンバーがセキスイグループからの出資を受けて設立した開発型企業です。

L-19302Ｊ/LE G

Printed in Japan用

途◎テスト対象機器間のLANプロトコルやデータの確認◎トラフィック（通信量）の時系列変化の確認と評価◎エラー頻度などのネットワーク統計情報の取得◎ネットワーク負荷テスト用のテストパケット出力◎RFC 2544準拠のネットワーク評価テスト◎ネットワーク通信プロトコルの学習や教育

LAN PACKET TESTER

LE-590TX

Ethernetネットワークの評価・性能テスト・データ解析をUSBポートで手軽に実現

最高100Mbpsのラインスピードでパケット出力
設定データ

指定した転送レートでテストパケットを出力し、ネットワーク機器のホストPC通信処理能力や高トラフィックなネットワーク環境下での機器のUSB 2.0

LE-590TX

挙動を評価するパケットジェネレータモード。本体のFPGAでパケットを生成し出力するため、パソコンの性能に左右されません。

測定データ

LAN対応機器

ネットワークネットワーク対応が産業機器にも広がる中、設定や接続が簡単で手軽に利用できるLAN解析ツールが求められていました。
LE-590TXは、パソコンのUSBに接続して使用するLANアナライザーです。
10/100BASE-TXの全二重データを取り込みUSB2.0の480Mbps高速転2〜7レイヤのフレームデータをA/B ［LE590-SG ストリームジェネレート設定画面］

送でPCに出力できるタップ（TAP）モードと最大100Mbpsのラインレートで定義し連続または回数指定で送信。

LANパケットをUSB経由でキャプチャホストPCどのエラー付加にも対応しています。
また、キャプチャしたデータを送信

USB 2.0パケットとして簡単に利用することも可能です。

（ T A P ）モ ード。U S B で 接 続したパソコンにデ ータを取り込 み 、

LE-590TX
LAN対応機器その内容を表示することができます。
ネットワーク［キャプチャ表示画面］

VLANタグやMPLSの指定、CRCな全二重のモニターデータ

デ ータを分 岐して 取り込 み U S B 2 . 0ポートから出 力 するタップ［フレーム編集ダイアログ］

ポートそれぞれ64種類まで自由にテストパケットを出力できるパケットジェネレータ
（PG）モードを装備しています。

本体のA/Bポートに接続されたLANケーブル内を流れる全二重スイッチやハブなど■ テストパケットを自由に定義可能［フィルタ設定画面］■ 統計に役立つ豊富なハードウェアカウンタを内蔵ネットワークの品質を定量的に調べるときに役立つ統計情報を本体のFPGAで計数し、 ［カウンターパネル］計測ポート別の集計表形式で表示します。

データ数やパケット数を単に計数するだけでなく、各種エラー別、パケットサイズ別、データ衝突タイプ別、フィルタで指定した特定パケットなど、きめ細かく分類して計数が可能です。

■ 特定パケットのみを取得可能なフィルタ機能
全パケットを取り込むだけでなく、指定した条件で特定のパケットのみを取り込むことができます。

ス、IPアドレス、VIDなどの指定によるユーザー定義が可能です。

■ Wiresharkからも利用可能
キャプチャしたデータは、イーサネット解析ソフトとして広く利用されているWiresharkで利用可能。また、パソコンのネットワークアダプタとして動作するため、Wiresharkなどの解析ソフトから直接本機を制御でき、使い慣れたテスト環境を提供します。

ドリブルビット、アライメントエラー、CRCエラー、DIエラー、BERTエラー、IPチェックサムエラー

パケットサイズアンダーサイズ、64バイト、65〜127バイト、128〜255バイト、256〜511バイト、512〜1023バイト、1024〜1522バイト、オーバーサイズ

パケットタイプ

ブロードキャスト、マルチキャスト、ユニキャスト、VLAN、ポーズパケット

コリジョン（PGモードのみ）

総衝突回数、1回の衝突だけで送信が成功した回数、2回以上の衝突で送信が成功した回数、16回の衝突で転送を失敗した回数

その他

送受信別パケット数/バイト数の合計、IPｖ4/IPv6/ICMP、各種フィルタ条件の一致

RFC 2544準拠テストツールが標準付属

フィルタ条件は、MAC、ネットワーク、プロトコル（TCP/UDP/FTP/RTP/OSPF/RSVP）の各条件からの選択や、MACアドレ

エラータイプ［Wiresharkによる解析表示画面］

RFC-2544（インターネットに関する技術仕様）準拠の専用ユーティリティ
ソフト LE590-2544 が標準付属しています。
●

スループット●レーテンシー●

パケットロス●

バックツーバック（バッファ能力テスト）

４つのテストが簡単な操作で可能です。テスト結果をレポートとして出力することができます。

■ トラフィック量をわかりやすくグラフ表示
各回線毎にパケット数(単位秒あたり)、利用率、エラー数（単位秒あたり）などのトレンドを折れ線グラフで表示したり、パケットの種類やパケットサイズ毎のトラフィック量を円グラフや棒グラフで確認したりすることができます。

手軽に持ち運べるLAN解析ツール
小型・軽量でUSBバスパワーで動作できるので、ノートパソコンと共にバッグに入れて手軽に持ち運ぶことが可能です。

［LE590-2544 レイテンシーテスト画面］