MS3700

標準仕様書 型式：MS3781
薄型プラグイン 絶縁２出力 積算器

概要

直流電流信号または電圧信号を単位パルス信号に変換する
薄型プラグイン構造の絶縁２出力 積算器です。

型 式 コ ー ドＭＳ３７８１ -□-□□７＿
型式
供給電源
Ａ: AC 100～ 240V (50～ 60Hz)
Ｄ: DC 24V
Ｐ: DC 100～ 240V
入力信号
Ａ: 4 ～ 20mA DC
Ｂ: 2 ～ 10mA DC
Ｃ: 1 ～ 5mA DC
Ｄ: 0 ～ 20mA DC
Ｅ: 4 ～ 20mA DC※1
Ｈ: 10 ～ 50mA DC
Ｚ: 指定電流信号●電
３ : 0 ～ 1V DC
４ : 0 ～ 10V DC
５ : 0 ～ 5V DC
６ : 1 ～ 5V DC
４Ｗ: ±10V DC
５Ｗ: ± 5V DC
０ : 指定電圧信号※1 受信抵抗 50Ω

第 1 出力信号１: TTL レベル
２: オープンコレクタ
第 2 出力信号
リレー接点出力(A 接点)
オプション
未記入: なし／Ｓ : 積算率 1～999p/h／Ｈ : ポリウレタン系コーティング／Ｘ : 特注*特注に関しましては、製作の可否をお問い合わせ下さい。

ご 発 注 時 指 定 事 項･型式コード(例)MS3781-A-627※積算率をご指定された場合、ご指定の積算率にて出荷検査を行い、ご指定の積算率に設定した状態で出荷をいたします。
ただし、積算率のご指定が 100p/h 未満の場合、ご指定の積算率に設定して出荷をいたしますが、出荷検査は積算率 100p/h で行います。
積算率のご指定がない場合、積算率 100p/h にて出荷検査を行い、’0’に設定して出荷いたします。
※ドロップアウトのご指定がない場合、入力ｽﾊﾟﾝの 5%になります。
※積算率、ドロップアウトのご指定は、下記例)の通りにご指定ください。
例)積算率 200p/h、ドロップアウト 1%の場合
積算率： 200p/h
ドロップアウト: 1%
その他ご指定例･入力“Z”時･入力“0”時

仕源様部

許 容 電 圧 範 囲 AC100～240V : AC85～264V（47～63Hz）
DC24V : DC24V±10%
DC100～240V : DC85～264V
電 源 感 度 各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
電 源 ヒ ュ ー ズ 160mA ヒューズ
電 源 L E D 電源 ON 時：緑色 LED 点灯
最大消費電力電源
AC100～240V DC24V DC100～240V
5.0VA 以下/ 1.5W 以下/ 2.5W 以下●入力部

入 力 抵 抗電圧入力(DC)
通電時
1MΩ以上
停電時
1MΩ以上
電流入力(DC)
4～20mA (標準) 250Ω
2～10mA
250Ω
1～5mA
100Ω
0～20mA
250Ω
10～50mA10Ω
入力許容電圧
電圧入力型
30V DC max.連続（スパン 10V 以下：標準）
電流入力型
40mA DC max.連続（4～20mA：標準）
製作可能範囲
電流信号
電圧信号
入力範囲(DC)-100～100mA-10～10V
入力スパン(DC) -100μA※2～200mA 200mV※3～20V
入力バイアス-100～100%-100～100%*マイナス入力信号を含む場合、※2200μA～、※3400mV～となります。
（例 1）3～8V⇒入力スパン 5V、バイアス 60%（例 2）-5～0V⇒入力スパン 5V、バイアス-100%●出力部

最 大 出 力 負 荷 TTL レベル：最大出力 10mA @3.5V
最 大 定 格 オープンコレクタ：DC40V 50mA
パ ル ス 幅 125ms±20%
出 力 表 示 L E D パルス出力時、緑色 LED 点灯

MS3781-A-Z27(入力 8～20mA)
MS3781-A-017(入力 0～8V)

MQDDK-130221 Ｒev.1.30

Page: 1/3

標準仕様書●出力

型式：MS3781 薄型プラグイン 絶縁２出力 積算器部

リ レ ー 接 点●材
定格負荷:AC125V 0.5A、DC30V 2A(抵抗負荷):AC125V 0.3A、DC30V 1A(誘導負荷)
接点電圧の最大値:AC250V、DC220V
接点電流の最大値:2A(抵抗負荷)、1A(誘導負荷)
電気的寿命:50 万回以上
(定格負荷開閉ひん度 1,800 回/h)
機械的寿命
:1 億回以上(開閉ひん度 36,000 回/h)

質

本体ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
端子台
端 子 台 ｶ ﾊ ﾞ ｰ
DIN ﾚｰﾙｽﾄｯﾊﾟｰ
端 子 ネ ジﾌﾟﾗｸﾞ･ｿｹｯﾄ
端子表面処理基板

ABS 樹脂（UL-94V-0）
PBT 樹脂（UL-94V-0）
PC 樹脂（UL-94V-2）
PP 樹脂（UL-94HB）
鉄/ニッケルメッキ
0.2μm/金メッキ
ガラスエポキシ（FR-4：UL-94V-0）

端子配置図、信号割付●基 準 性 能変
温応換
度答精特速

度 ｽﾊﾟﾝの±0.5%以内(25℃±5℃にて)性 10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
度 0→100%ステップ入力時
1 回目のパルスがでるまでの時間= (50ms + 積算率設定周期) s 以下
※積算率設定周期:60p/h 設定時、60s で 1 パルスの為 60s:10p/h 設定時、360s で 1 パルスの為 360s
積算率 10～9990p/h (10p/h 単位)(標準)
1～999p/h (1p/h 単位)(オプション)(前面ロータリースイッチにより設定)
ド ロ ッ プ ア ウ ト 0～20% (ご注文時指定)
設定精度：スパンの±0.5%以内
ヒステリシス：スパンの 1%以内
ドロップアウト応答速度：150ms 以下(設定値 1%、100%→0%ステップ入力時)※1%刻みでご指定可能※入力値がドロップアウト設定以下の場合、出力が 0p/h になり、前面赤色 LED が点灯します。
ドロップアウト中は積算が一時停止し、復帰後再開します。
信 号 絶 縁 入力－出力－電源－大地各間 絶縁絶 縁 抵 抗 100MΩ以上（@500V DC）

  

①②P ＋）（POWERN（－）
GND④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪＋ OUTPUT 1－ OUTPUT 1N.C
OUTPUT 2
OUTPUT 2＋ INPUT－ INPUT
N.C

入力－出力－電源－大地各間

耐圧 入力－出力－[電源、大地]各間

電：2000V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
電源－大地間：2000V AC 遮断電流 5mA 1 分間

Ｓ Ｗ Ｃ 対 策 ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
動 作 環 境 温度：-5～55℃
湿度：5～90%RH（結露のないこと）
保 存 温 度 -10～60℃●取 付 ・ 形 状取
配付線

方
方

法 壁取付、DIN レール取付共用
法 M3.5 ネジ端子接続（電源端子カバー付き/脱落防止機構）
ﾈｼﾞ締め付けﾄﾙｸ 0.8～1[N・m] *推奨値
外 形 寸 法 W29×H86×D125mm（取付ネジ、ソケット端子台含む）
質量 本体 120g 以下、ｿｹｯﾄ端子台 80g 以下

MQDDK-130221 Ｒev.1.30

Page: 2/3

標準仕様書

型式：MS3781 薄型プラグイン 絶縁２出力 積算器

ブ ロ ッ ク 図MQDDK-130221 Ｒev.1.30

Page: 3/3