オーシャンオプティクス社製

標準反射測定用プローブ

R シリーズオーシャンオプティクス社の標準反射プローブは、固体表面からの正反射・拡散反射・蛍光測定もしくは溶液や粉末からの後方散乱・蛍光測定に使用されます。これらの標準反射プローブを同社の分光器及び光源と組合せてコンパクトな光学センシングシステムを構築することが可能です。プローブは紫外・可視域 (250 – 800 nm)、可視・近赤外域 (400 – 2100nm) もしくは両波長域の組合せも可能です。

特長■■

様々なアプリケーションに対応：固体表面の反射・蛍光測定：液体 / 粉末の後方散乱・蛍光測定■■

UV-VIS 域もしくは VIS-NIR 域に対応

：UV-VIS 域 (250 – 800 nm)、VIS-NIR 域 (400 – 2100 nm)：もしくは両波長域の組合せ可能■■

多数のプローブオプション：オプションでフェルール材質（ステンレスもしくはプラスチック）やプローブ先端デザイン（標準もしくは 30°の角度付き）の選択が可能

構 造

R400-7、R200-7、R600-7 プローブは 7 本の光ファイバがステンレスプローブ内にバンドルされています。中心の 1 本は受光用の光ファイバで周りの 6 本は照射用の光ファイバになります。これらはそれぞれコア径 200 μ m、400 μ m、600 μ m の光ファイバがバンドルされています。
非金属フェルールオプション RP200-7 はコア径 200 μ m の光ファイバがバンドルされているプラスチックフェルールプローブです。

腐食性サンプル等の測定で非金属プローブが必要な場合に最適です。

仕様
ファイバモード

ステップインデックス型マルチモード

ファイバコア石英

ファイバクラッド

フッ素ドープシリカ

ファイバコーティング

ポリイミド

ファイババンドル

受光用ファイバ 1 本、周りに照射用ファイバ 6 本

動作温度-20 ℃ ～ 80 ℃

開口数0.22 ± 0.02

プローブフェルール

ステンレス

プローブコネクタ

QR シリーズ：プレミアムグレード SMA905
R シリーズ：ラボラトリグレード SMA905

ファイバ分岐点1m

プローブ・ファイバ長

プローブ長：76.2 mm、ファイバ長：2 m標準反射測定用プローブラインナップ型波長範囲

コア径

ファイバジャケット

プローブ外径LTBR*STBR**

QR200-7-UV-VIS
QR200-7-VIS-NIR

番

300 ～ 1100 nm
400 ～ 2500 nm

200 µm ± 4 µm
200 µm ± 4 µm

6.35 mm OD
6.35 mm OD

8 cm
8 cm

4 cm
4 cm

QR230-7-XSR/BX

180 ～ 900 nm

230 µm6.35 mm OD

8 cm

4 cm

QR400-7-SR
QR400-7-SR/BX
QR400-7-UV/BX
QR400-7-UV-VIS
QR400-7-VIS/BX
QR400-7-VIS-NIR

200 ～ 1100 nm
200 ～ 1100 nm
300 ～ 1100 nm
300 ～ 1100 nm
400 ～ 2500 nm
400 ～ 2500 nm

400 µm ± 8 µm
400 µm ± 8 µm
400 µm ± 8 µm400 µm ± 8 µm
400 µm ± 8 µm
400 µm ± 8 µm

6.35 mm OD
6.35 mm OD
6.35 mm OD
6.35 mm OD
6.35 mm OD
6.35 mm OD

16 cm
16 cm
16 cm
16 cm
16 cm
16 cm

8 cm
8 cm
8 cm
8 cm
8 cm
8 cm

QR450-7-XSR

180 ～ 900 nm

450 µm6.35 mm OD

16 cm

8 cm

QR600-7-SR-125F
QR600-7-UV-125F
QR600-7-VIS-125
R200-7-SR
R200-7-UV-VIS
R200-7-VIS-NIR
R400-7-SR
R400-7-UV-VIS
R400-7-VIS-NIR
R600-7-SR-125F
R600-7-UV-125F
R600-7-VIS-125F
RP200-7-UV-VIS

200 ～ 1100 nm
300 ～ 1100 nm
400 ～ 2500 nm
200 ～ 1100 nm
300 ～ 1100 nm
400 ～ 2500 nm
200 ～ 1100 nm
300 ～ 1100 nm
400 ～ 2500 nm
200 ～ 1100 nm
300 ～ 1100 nm
400 ～ 2500 nm
300 ～ 1100 nm

600 µm ± 10 µm
600 µm ± 10 µm
600 µm ± 10 µm
200 μ m ± 4 µm
200 µm ± 4 µm
200 µm ± 4 µm
400 µm ± 8 µm
400 µm ± 8 µm
400 µm ± 8 µm
600 µm ± 10 µm
600 µm ± 10 µm
600 µm ± 10 µm
200 µm ± 4 µm

シリコンモノコイル
シリコンモノコイル
アルミコーティング ,ステンレス BX
シリコンモノコイル
ステンレス BX
ステンレス BX
シリコンモノコイル
ステンレス BX
シリコンモノコイル
アルミコーティング ,ステンレス BXシリコンモノコイル
シリコンモノコイル
シリコンモノコイル
zip tube blue PVDF
zip tube blue PVDF
zip tube blue PVDF
zip tube blue PVDF
zip tube blue PVDF
zip tube blue PVDF
zip tube blue PVDF
zip tube blue PVDF
zip tube blue PVDF
zip tube blue PVDF

3.18 mm OD
3.18 mm OD
3.18 mm OD
6.35 mm OD
6.35 mm OD
6.35 mm OD
6.35 mm OD
6.35 mm OD
6.35 mm OD
3.18 mm OD
3.18 mm OD
3.18 mm OD
PEEK 6.35 mm OD

24 cm
24 cm
24 cm
8 cm
8 cm
8 cm
16 cm
16 cm
16 cm
24 cm
24 cm
24 cm
8 cm

12 cm
12 cm
12 cm
4 cm
4 cm
4 cm
8 cm
8 cm
8 cm
12 cm
12 cm
12 cm
4 cm

* LTBR：長期曲げ半径 **STBT：短期曲げ半径

アプリケーション
固体表面の反射：色、外観、化学成分
プラスチック、金属、ペイント、コーティング、薄膜、光学フィルタ
インク、染料、画像
産業織物、衣類
生体
植物、海洋物

液体・粉末の後方散乱：色、外観、化学成分
ミルク、飲料ペイント、インク、染料
樹脂、原末
スラリー、混濁液
液体の蛍光

光計測ソリューション課〒 169-0051 東京都新宿区西早稲田 3-30-16 ホリゾン 1 ビル
TEL 03-6278-9470 FAX 03-6278-9480
E-mail: sales@oceanphotonics.com URL: http://www.oceanphotonics.com

ooi_r-probe_Ver01