ＳＬ－ＷＰシリーズ

デジタルはかりウォーターボーイ

取扱説明書
適用機種
SL-1000WP
SL-2000WP
SL-5000WP
SL-10KWP
SL-20KWP
SL-30KWP

1WMPD4000487E

1. 安全にお使いいただくためにこの取扱説明書には、お買い上げの製品を安全にお使いいただくため、守っていただきたい事項が記載されています。その表示と図記号の意
味は次のようになっています。
この表記は、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
この表記は、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。
注意

正しく使用するための注意点の記述です。

注意（１） 本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
（２） 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
（３） 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、お買い求めの販売店または最寄りの弊社営業所へご連絡ください。
（４） 当社では、本機の運用を理由とする損失、逸失利益などの請求については、（３）項にかかわらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
2014 株式会社 エー・アンド・デイ
株式会社エー・アンド・デイの許可なく複製・改変などを行うことはできません。

修理

ケースを開けての修理は、サービスマン以外は行わないでください。保証の対象外になるばかりか、機器を損傷したり火災の原因となったりします。

機器の異常
機器に異常が認められた場合は、速やかに使用をやめ、「故障中」であることを示す貼紙を機器につけるか、あるいは誤って使用されることのない場所に移動してください。そのまま使用を続けることはたいへん危険です。なお、修理に関しては、お買い求めの販売店、または最寄りの弊社営業所にお問い合わせださい。
－ 2 －

環境

はかりは完全防水・完全防塵構造ではありません。はかりを水につけたり、長時間直接水をかけたりしないでください。また、ほこりの多い場所や高温多湿のなかで長時間使うと、故障の原因になることがあります。
直射日光の当たる場所や風の当たる場所、振動の多い不安定な場所で使用すると、著しく精度が落ちる場合があります。しっかりした水平な台の上でお使いになるようおすすめします。

取扱い 計量皿を持っての移動、本体または計量皿への衝撃、また、計量皿にひょう量以上のものをのせることはしないでください。故障の原因となります。
長期間使用されない場合は、電池を抜いてください。
温度

はかりを極端に暑い場所や寒い場所（－１０～４０℃以外）でご使用になることは避けてください。

ＡＣアダプタＡＣアダプタでお使いになる場合、ＪＩＳ５級防水性能を維持することはできませんのでご注意ください。特に底からの水は避けてください。

2. はじめに
この度は、ＳＬ－ＷＰシリーズデジタルはかり／ウォーターボーイをお買いあげいただき誠にありがとうございます。ご使用にあたっては本書をお読みいただき、内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。本書を読み終わった後は、大切に保管してください。
ＳＬ－ＷＰシリーズは、ロードセルを利用した「はかり」です。
電源に電池、またはＡＣアダプタを使用できます。
計量皿と本体ケースにステンレス（ＳＵＳ３０４）を採用しました。
電源に電池を使用した場合、ＪＩＳ５級に準拠した防水性能です。

－ 3 －3. 各部名称
計量皿
保護フィルム（シート）をはがしてからご使用く
ださい。

電源入／切キー表示をオンまたはオフします。

シリアル番号ゼロキー
水平器

表示値をゼロにするときに押します。

表示器

足コマ

単１形乾電池電池カバー

付属していません

電池カバー押え電池ボックス電池カバー押えＡＣアダプタ入力ジャック

足コマ※主な材質は「7.仕様」を参照してください。

表示

計量値

安定マーク
計量値が安定しているとき点灯します。

極性
計量値の極性を示します。

風袋引中マーク
風袋引中であることを示します。

ゼロ点マーク
ゼロ点で点灯します。

－ 4 －4. 取扱方法
4.1. 電池の入れ方と交換方法
 電池は、ケースの表示に従い正しく極性(+/-)を合わせてセットしてください。
 電池の交換は、６個同時にまとめて行ってください。
 異なった種類の電池、新旧の電池を混ぜて使用しないでください。
 電池交換時に計量皿を下にして置くと、はかりに無理な力が加わる恐れがあります。過度の力がかからないよう注意してください。
 防水性を保つため、電池カバーをしっかりと取り付けてください。
必ず電池カバー押えで固定し、ゴムキャップを閉じてください。
電池カバーの外し方
下図および以下の１～３の手順に従い電池カバーを取り外してください。
１ 左右両側の電池カバー押えを外してください。
２ 電池カバーに付いているツメをツメに表記された△の向きに２つとも押してください。
ゴムキャップを閉じる
３ 手順２のツメを２つとも押したまま、電池カバーを開けてください。
ツメ表示・キー側

手順３

手順１

手順１
電池カバー押え手順２

新しい単１形乾電池６個

本体背面側

電池カバーを外し、新しい単１形乾電池６個をケースの極性表示に従い正しく入れてください。乾電池挿入後は電池カバーを取り付け、必ず電池カバー押えで固定してください。
 電池は付属していません。別にお求めください。
－ 5 －4.2. ＡＣアダプタの接続ＡＣアダプタでお使いになる場合、底面に水のかからないようご注意ください。

ＡＣアダプタ

ＡＣ電源をご使用の場合は、別売のＡＣアダプタ（AX-TB266またはAX-TB294）をお求めいただき、右図に従って接続してください。
（AX-TB196をお持ちの場合はAX-TB196
でもご使用いただけます。）
ＡＣアダプタを接続し、ゴムキャプを閉じてから電池カバーを取り付けてください。
防水性を保つため、ゴムキャップは固いこ ＡＣアダプタ入力ジャックとがあります。電池カバーの外側からゴムキャップ中央部を押し込んで開いてください。

4.3. 設置と水平の調整
はかりは平らでしっかりした場所に設置してください。
底面の足コマを回し、水平器の気泡が円内に入るよう調整してください。また、ガタツキのないようにしてください。

－ 6 －5. 操作方法
5.1. 基本操作
１

電源 入／切キーを押すと、全表示点灯の後ゼロを表示します。

２ 計量皿に物をのせ、安定マークがついたら読みとります。
３

ゼロ キーを押すと表示がゼロになります。必要に応じてご使用ください。容器（風袋）を使う場合も、容器を計量皿にのせて ゼロ キーを押してください。

5.2. オートパワーオフ機能
オートパワーオフ機能は、安定表示が約５分以上続くと自動的に電源が切れる機能です。
ゼロ キーを押しながら 電源 入／切 キーを押して電源を入れるとp-xx の表示後、計量表示となります。この操作を行うたびにオートパワーオフ機能が｢働く／働かない｣が切り替わります。（ｘｘには、ソフトバージョン番号が表示されます。）
この機能が｢働く／働かない｣は内部に記憶されています。どの状態にあるかは、通常の計量値表示において、 ゼロ キーと ゼロ キーを同時に押したときの表示で確認できます（キーを押している間、下記が表示されます）。
オートパワーオフ機能が働かない。
オートパワーオフ機能が働く。

5.3. エラー表示
ひょう量を越えています。速やかに計量物を降ろしてください。
電源オン時に計量皿に何かのっています。取り除いてください。
電池がなくなりました。交換してください。

－ 7 －6. 校正（キャリブレーション）
正確な計量のために、はかりを最初に設置した場合、離れた場所に移動した場合、使用環境が大きく変化した場合など、また定期的にキャリブレーション（校正）を行うことをおすすめします。
はかりは、９ページ重力加速度マップの９区で校正されています。異なる区域で使う場合、重力加速度を使用場所に合わせて設定してください。
校正用の分銅は別売です。分銅がない場合、｢6.2.分銅を使用する校正方法｣は行わないでください（ゼロ点のみの校正は可能です）。

6.1. キャリレブーション準備
電源OFFから ゼロ キーと ゼロ キーを押しながら、 電源 入／切 キーを押すと Cal と表示されます。次のいずれか一方を選択して校正してください。
ゼロ キーを押すと分銅を使用する校正を行います。
ゼロ キーを押すと重力加速度の設定による校正を行います。

6.2. 分銅を使用する校正方法
Cal１

表示でゼロキーを押します。

２  Cal0

計量皿に何ものせずに安定マークを確認してを押します。

３  Calf

計量皿に下表の校正用分銅をのせ、安定マークを確認してゼロ キーを押します。

ゼロキー

校正分銅
モデル SL-1000WP SL-2000WP SL-5000WP SL-10KWP

４
注意SL-20KWP

SL-30KWP

質量1000 g

2000 g5000 g

10 kg

20 kg

30 kg

器差±0.1 g±0.2 g±0.5 g

±1 g

±2 g

±2 g

end

校正終了です。分銅を降ろしてください。自動的に計量表示に戻ります。
キーをゼロ点のみを校正する場合、３項の ° Calf 表示で押してください。 end 表示になり校正を終了します。
－ 8 －6.3. 重力加速度設定方法
１Cal２979,8

設定されている重力加速度が表示されます。 ゼロ キーを押すと｢，｣の右側の１桁を変更できます。 ゼロ キーを押すと｢，｣が移動し、変更できる桁が変わります。

３980,1

次ページの重力加速度マップを参考にして数値を変更してください。

４ ゼロ

表示で、 ゼロキーを押します。

キーを押し続けると、 end表示となり設定終了します。

５ 自動的に計量表示に戻ります。

7. 仕様

モデル SL-1000WP SL-2000WP SL-5000WP SL-10KWP SL-20KWP SL-30KWP
ひょう量1000 g2000 g5000 g
10 kg
20 kg
30 kg
最小表示
0.5 g
1g
2g
0.005 kg 0.01 kg
0.02 kg
表示単位gggkgkgkg
直線性
±1 g
±2 g
±4 g
±0.01 kg ±0.02 kg ±0.04 kg
再現性
0.5 g
1g
2g
0.005 kg 0.01 kg
0.02 kg(標準偏差)
スパンドリフト±0.015%／°C TYP (5°C~～35°C)
使用温湿度範囲-10°C～40°C、85%RH以下
表示
7セグメントLCD 文字高25 mm
表示書換回数
約10回／秒単１形乾電池(R20P/LR20)×6個 または、電源
ＡＣアダプタ(別売)
マンガン乾電池使用時 約600時間 (20°C)
電池寿命
アルカリ乾電池使用時 約1200時間 (20°C)
防水等級
計量皿寸法
本体寸法
本体質量
主な材質

ＪＩＳ５級準拠 （電池使用時）
232 (W)×192 (D) mm
266 (W)×280 (D)×146 (H) mm
約2.9 kg
約3.2 kg
SUS304（計量皿、本体金属部）、ポリエステルフィルム（表示シート）、ABS（本体プラスティック部）、PVC（足コマ）標準付属品
別売アクセサリー

取扱説明書
ＡＣアダプタ AX-TB266またはAX-TB294－ 9 －加速度m/s2
9.806
9.805
9.804
9.803
9.802
9.801
9.800
9.799
9.798
9.797
9.796
9.795
9.7949.793
9.792
9.791

区分

2 区／ 札幌市、小樽市、旭川市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、士別市、名寄市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、恵庭市、石狩支庁管内、後志支庁管内、上川支庁管内、空知支庁管内

網走支庁

岩手県

山形県

宮城県

新潟
県

大分県
宮崎県
熊本県

福岡県

佐賀県

淡路島
香川県

愛媛
県 高知
県

徳島県

愛知県

群馬県
埼玉県
山梨県 東京都

静岡県

広島県

三重県
滋賀県
奈良県
大阪府

島根県

京都
鳥取県
府
兵庫県
岡山県

長野県

富山県
岐阜県

石川県

神奈
川県

鹿児島県

12 区／熊本県、宮崎県
種子島

6 区／宮城県、山形県

7 区／福島県、茨城県、新潟県

9 区／群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く）

大島

10 区／ 神奈川県、山梨県、福岡県、長崎県、大分県、佐賀県

5 区／岩手県、秋田県

三宅島

和歌山
県

11 区／愛媛県、高知県、茨城県 千葉県

栃木県

福島
福島県
県

根室支庁

4 区／青森県

秋 田県

8 区／栃木県、富山県、石川県

釧路支庁

青森県

十勝支庁

空知支庁

石狩支庁

上川支庁

留萌支庁

後志支庁
苫小牧市、登別市、伊達市、渡島支庁管内、桧山支庁管内、胆振胆振支庁管内、日高支庁管内、支庁 日高支庁
十勝支庁管内
渡島支庁
桧山支庁

福井県

長
崎県

宗谷
支
庁

3 区／函館市、室蘭市、帯広市、9 区／福井県、京都府、鳥取県、島根県

山口県

留萌市、稚内市、紋別市、根室市、宗谷支庁管内、留萌支庁管内、網走支庁管内、根室支庁管内、釧路支庁管内

新潟県12345678910111213141516

1 区／釧路市、北見市、網走市、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県

八丈島

11 区／東京都（八丈支庁管内に限る）

小笠原諸島

14 区／東京都（小笠原支庁管内に限る）

13 区／鹿児島県、（名瀬市、大島郡を除く）

尾久島

大島

15 区／鹿児島県、（名瀬市、大島郡に限る）

徳之島

沖縄県

16 区／沖縄県

重力加速度マップ－ 10 －

保証書(１) 正常な使用状態において製造上の責任による故障は、納品日より１ヵ年間無償にて修理いたします。ただし、製品の運用を理由とする損失、損失利益等のご請求には前記にかかわらず いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
(２) 次のような場合には保証期間内でも有償修理といたします。
(ｲ) 不適当な取り扱いまたは使用による故障。
(ﾛ) 弊社または弊社が委託した者以外による改造または修理に起因する故障。
(ﾊ) 火災、地震、水害、異常気象、その他の天災地変をはじめ、故障の原因が本製品以外の理由による故障または損傷。
(ﾆ) 取扱説明書に記載されている必要な設置条件、及び保守が満たされない場合。
(ﾎ) ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。
(３) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
※ お買い上げ店または弊社営業所にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様がご負担願います。

品名 エー・アンド・デイ デジタルはかり
型名 SL-1000WP/SL-2000WP/SL-5000WP/SL-10KWP/SL-20KWP/SL-30KWP
お客様お名前様
ご住所□□□-□□□□

ご購入日
年月日
ご購入店 (ご購入店名を必ずご記入ください)
保証期間

ご購入日より１年間

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋３-２３-１４ (ダイハツ・ニッセイ池袋ビル５Ｆ)－ 10 －