SPECIFICATIONS

デ ジ タ ル 指 示 計
MODEL§１．概ＤＬＳ－５０２６Ａ

2016/03/17 改訂

要

本器は２ｃｈのひずみゲージ式トランスデューサ入力を備えたデジタル指示計で、２ｃｈの加減算機能や、コンパレータ機能等の各種機能を備えている。
用途として、２ｃｈクレーン計量・２ボンベ計量・テンションコントロール等のシステムに適している。
Ａ，Ｂ各ｃｈの計量値表示の他、Ａ＋Ｂ演算値(またはＡ－Ｂも可能)の表示が行える。

△3

計量値および演算値に対するコンパレータ機能を備え、任意の比較結果8chをオープンコレクタ信号により出力可能である。
またオプションとしてD/A変換による計量値および演算値に対応したアイソレートアナログ信号を3点出力可能である。
使用電源はAC85～264Vのワイド入力対応となっている。

§２．仕様

２－１．A/D変換部
1). センサー入力2ch2). 入力感度

1.6μV/D以上 (D:最小目)3). 非直線性

0.8mV/V入力時

表示分解能：最大1/5,000

0.4mV/V入力時

表示分解能：最大1/2,500±0.02％FS±1カウント

4). 温度特性 零点±0.01％FS/℃

感度±0.01％Reading/℃5). 周波数特性

約1Hz6). トランスデューサ電源

2ch共通電源(入力感度:1.0mV/Vに於いて)

DC5V±5％,120mA(350Ω型トランスデューサ8台接続可能) △4

２－２．表示部1). 計量値表示
表示種類①メイン表示

演算値表示：LED 7セグメント5桁、赤色、文字高さ14mm(Ａ+Ｂ演算値。演算値はＡ－Ｂにも変更可能)②サブ表示Ａ

計量値Ａ：LED 7セグメント4桁、赤色、文字高さ8mm③サブ表示Ｂ

計量値Ｂ：LED 7セグメント4桁、赤色、文字高さ8mm④動 作 表示LED、赤色、10個2). 計量値および演算値表示
表示範囲

東洋測器株式会社

演算値(メイン)：０～±１９９９９ (ゼロサプレス表示)
計量値(サブ)：０～±９９９９ (ゼロサプレス表示)

Page

Spec No.

ＴＡ４０００９９Ｄ

1／74△

SPECIFICATIONS
小数点任意桁に設定可能(無し,オーバー表示,,)

全桁点滅
入力信号が-0.2mV/V以下と2.0mV/V以上、または計量値が9999を超える場合はオーバー表示を行う。

単位kg

その他は付属単位シール貼り付けによる

種類：kg, g, t, N, kN, N･m, kN･m, kPa, MPa, mm, %サンプリング周期3). 動作表示

ch-A,B共に250msec. (4回／秒)

1,2,3,4,5,6,7,8(Set Point 1～8), AZ(オートゼロ),

２－３．零点・感度調整
1). 零点調整-0.2～1.5mV/Vの入力信号にて調整可能。

(キー操作による)

2). 感度調整

0.4mV/V～2.0mV/Vのスパン量にて調整可能。(キー操作による)※.初期風袋値(ゼロ点入力値)と最大計量値(スパン量)の合計が2mV/Vを超えないこと

２－４．Ｉ／Ｏ部1). 操作スイッチ

9キー、項目選択(Item Select)キー： Set Point, CAL, FUNC

アローキー

： BACK, NEXT, DOWN, UP(AZ-A,AZ-B,AZ.R-A,AZ.R-B兼用)

エスケープキー： ESC

エントリーキー： ENT2). 外部指令入力 (3bit)①AZ.A (ch-A,AZ)

ワンショットメーク接点(パルス幅0.2sec)②AZR.A (ch-A,AZﾘｾｯﾄ)〃③AZ.B (ch-B,AZ)〃④AZR.B (ch-B,AZﾘｾｯﾄ)〃3). 制御用出力①出力信号

8点(8bit 1コモン)
オープンコレクタ出力(NPNトランジスタ)②出力定格使用フォトカプラ：東芝製TLP627相当品△DC 30V, 50mA (抵抗負荷)△31

コレクタ・エミッタ間飽和電圧：1.2V以下
内部回路とはフォトカプラにより絶縁

東洋測器株式会社Page

2／7

Spec No.

ＴＡ４０００９９Ｄ

4△

SPECIFICATIONS4). アナログ出力(オプション)①出力点数

3系統 (計量値Ａ，計量値Ｂ，演算値)②出力信号表示値に連動したD/Aコンバート、アイソレート片極性出力4～20mA/0～FS(負荷抵抗：0～260Ω) ････ OP-1
0～5V/0～FS(負荷抵抗：5kΩ以上) ･･････ OP-2
オーバー・アンダーともにFSに対し5%出力可能③分解能

表示分解能に連動④非直線性±0.1％FS(表示値に対して)⑤温度特性

零点･感度共±0.02％FS/℃

5). 専用シリアル出力

弊社外部機器接続用専用I/F(無極性カレントループ信号)

２－５．各機能仕様
1). オートゼロ機能 (ＡＺ)
ワンタッチキー[AZ-A]または[AZ-B]操作により、現在の計量値を零にし、その点からの増減量を正味重量値として表示する。
本機能動作時[AZ-A]または[AZ-B]LEDが点灯。ワンタッチキー[AZ.R-A]または[AZ.R-A]操作により機能解除。
2). プリセット風袋引き(固定風袋引き)機能.
計量値Ａまたは計量値Ｂのプリセット風袋値をキーイン設定する事で、該当する計量値から常に風袋値を減算した値を表示する。
(ゼロ点校正・スパン校正を行った場合、該当する計量値の風袋値は０にリセットされる)
3). ゼロトラッキング機能 (ＺＴ)
キー操作にて設定された値以下の状態が2秒間継続した場合、零点ドリフトと判断し、その時の総重量値を零にする。(本機能の補正値は、電源投入時にクリアされる。)
トラッキング幅設定範囲

OFF,1,2,4,8カウント×最小目盛

4). スケールディビジョン機能 (Ｓ．ＤＩＶ)
キー操作設定により、計量値の最小目盛(表示の送り数)を設定可能。
表示分解能以内で1、2、5、10が設定可能。(初期値=1)5). デジタルフィルタ機能 (ＤＦ)
DF設定回数の計量値の移動平均演算を行う。
平均回数設定OFF,2,4,8,16回(初期値=4 : DF=4の時、周波数特性fc=約1Hz)
6). キャルロック(スパン校正ロック)機能.
誤操作による感度設定変更を防ぐため、キー操作により感度(スパン)設定に関する変更操作を禁止する事が可能。(ロック中でもゼロ点の再校正は可能)

東洋測器株式会社

Page

3／7

Spec No.

ＴＡ４０００９９Ｄ

4△

SPECIFICATIONS
7). キーロック機能
誤操作による設定変更を防ぐため、キー操作のロックが可能。
本器動作中時に[ESC]キーを3秒間押し続けるとキーロック状態となる。

△

キーロック中に[ESC]キーを3秒間押し続けるとキーロック解除となる。

△

1

1

キーロック中に何れかのキーを押した場合、ＬＯＣ(LOCKの省略)を約2秒間表示し、キー操作を無視する。([ESC]キーのみ、そのまま3秒間押し続ける事でロック解除)
8). コンパレータ機能 (セットポイント：ＳＰ１～８)8chのコンパレータ機能で、8点のオープンコレクタ信号を出力する。
各チャンネル毎に比較対象値を正味重量値(NET値=表示値)または総重量値(GROSS値=AZ演算を行わない値)より選択可能な8点のコンパレータ機能で、8点のオープンコレクタ信号を出力する。
またヒステリシス幅設定および落差補正設定が可能。
設定数(チャンネル点数)

8点

設定対象値

各セットポイント毎に計量値Ａ，計量値Ｂ，演算値(TOTAL)より設定方法

キー操作による。

定量設定値(SP1～8)

0～9999･･････比較対象値が計量値ＡまたはＢの場合選択可能

0～19999･････比較対象値が演算値(TOTAL)の場合
落差補正設定値

0～ 999 : 初期値=0（Set Point 1～8各々設定）

ヒステリシス幅設定値

0～99 : 初期値=0（Set Point 1～8共通設定）

比較対象データ

Set Point 1～8各々NET値またはGROSS値より選択可能。

比較モード①上限動作＋極性比較

下記3モードの接点ON条件より、Set Point 1～8各々選択可能。
計量値または演算値≧定量設定値－落差設定値②下限動作＋極性比較

計量値または演算値≦定量設定値＋落差設定値③上限動作－極性比較－計量値または－演算値≦－(定量設定値－落差設定値)

比較動作

サンプリング(250msec.)毎に行う。

出荷時設定ch
SP-1
SP-2
SP-3
SP-4
SP-5
SP-6
SP-7
SP-8

比較対象
計量値Ａ
NET 値
計量値Ａ
NET 値
計量値Ａ
NET 値
計量値Ｂ
NET 値
計量値Ｂ
NET 値
計量値Ｂ
NET 値
演算値(TOTAL)－－－
演算値(TOTAL)
－－－

比較動作

下限動作
上限動作
上限動作
下限動作
上限動作
上限動作
上限動作
上限動作

9). アナログ出力スケーリング機能 (アナログオプションを選択した場合に有効。)
スケーリング設定
計量値Ａ，計量値Ｂ，演算値(TOTAL)各々独立して、キー操作によりアナログ出力のＦＳ(20mAまたは5V)に対応する表示値の設定が可能。
ＦＳは計量器のＦＳとは関係なく任意の値に設定可能。
出力データ

ＯＵＴ－Ａ：計量値Ａを4～20mAまたは0～5Vで出力
ＯＵＴ－Ｂ：計量値Ｂを4～20mAまたは0～5Vで出力東洋測器株式会社

Page

4／7

Spec No.

ＴＡ４０００９９Ｄ

4△

SPECIFICATIONSＯＵＴ－Ｔ：演算値(TOTAL)を4～20mAまたは0～5Vで出力
但し、演算値がA-Bの場合は12mA(3V)を基準点として、12mA±8mA(3V±2V)で出力する。

２－６．総合1). 停電対策(ﾒﾓﾘ内容のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ)

各設定データは不揮発性ﾒﾓﾘ(EEPROM)に書き込み。
(最大10万回)

2). 電源電圧

AC85～264V、50/60Hz3). 消費電流

0.6A typ (AC IN 100V)
0.4A typ (AC IN 200V)

4). 使用温度･湿度範囲

0～＋40℃、20～85％ R.H.

5). 取り付け方法

パネルマウント型

6). 重約2kg量§３．型式一覧、附属品
３－１．型 式
オプション装着は、弊社工場に於いてのみ可能。(工場出荷時オプション)
ＤＬＳ－５０２６Ａ－１
２ｃｈ入力デジタル指示計
オプション

無記入：オプション無し
１：電流出力(4～20mA)
２：電圧出力(0～5V)

３－２．附属品1). 取扱説明書

1部2). 単位シール

1枚3). 端子台カバー

3組4). 入出力信号接続用16Pコネクタ(FCN-361J016およびカバー)

1組

東洋測器株式会社

Page

5／7Spec No.

ＴＡ４０００９９Ｄ△34△

SPECIFICATIONS§４．端子配列1). 本体端子台 (7.62mmピッチ圧着端子用端子台)
適合圧着端子：幅6mm迄のM3用圧着端子
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

接 続 信 号
EXC+ A
EXC- A
SIG+ A
SIG- ASHL
EXC+ B
EXC- B
SIG+ B
SIG- B
SHL

ロードセル印加電圧 (＋)
ロードセル印加電圧 (－)
ロードセル信号入力 (＋)
ロードセル信号入力 (－)
ロードセルシールド
ロードセル印加電圧 (＋)
ロードセル印加電圧 (－)
ロードセル信号入力 (＋)
ロードセル信号入力 (－)
ロードセルシールド

No.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

注．

ch-A

各ケーブルのシールドは、本器または各接続計器の何れか一方で接地する事。

ch-B

接 続 信 号
＋
OUT-A
－＋
OUT-B
－＋
OUT-T
－
ShieldS-OUT
S-OUT
ShieldE
Ｎ AC85～264V
Ｌ AC85～264V

計量値Ａ、アナログ出力(オプション)
計量値Ｂ、アナログ出力(オプション)
演算値(TOTAL)、アナログ出力(オプション)
シールド
弊社周辺機器専用シリアル出力(無極性カレントループ)
シールド
接地
電源(AC85～264V)

2). 入出力信号接続用コネクタ
接 続 信 号
ch-Aオートゼロ指令
ch-Bオートゼロ指令
外部指令COM
セットポイント 1 出力信号
セットポイント 3 出力信号
セットポイント 5 出力信号
セットポイント 7 出力信号
エミッタCOMAZ-A
AZ-B
D.COM
SP1SP3SP5SP7COM-E

No.

No.

A1A2A3A4A5A6A7A8B1B2B3B4B5B6B7B8

接 続 信 号
AZ.R-A
AZ.R-B
N.C.
SP2
SP4SP6SP8N.C.

ch-Aオートゼロリセット指令
ch-Bオートゼロリセット指令
無接続
セットポイント2出力信号
セットポイント 4 出力信号
セットポイント 6 出力信号
セットポイント8出力信号
無接続

適合コネクタ(16Pinコネクタ)：富士通FCN361J016※． 本コネクタのシールド処理は原則接続機器側で行う事。
本器側で行う場合はE(21番端子)を使用する事。

△2

リアパネル面より見たピン番号

東洋測器株式会社

Page

6／7

Spec No.

ＴＡ４０００９９Ｄ

4△

SPECIFICATIONS§５．外形寸法

東洋測器株式会社

Page

7／7

Spec No.

ＴＡ４０００９９Ｄ

4△