機

4.
選択・設定

テスト

6.
機

能

時計・省電力・音設定
時計の設定やブザー音の有無、省電力設定を行います。
21 Clock

出荷時設定済み

22 Buzzer

ON
［初期値］

ボタン操作のクリック音、コンパレータ動作のアラーム音です。

OFF

ブザー音なし。

西暦の末尾 2 桁 / 月 / 日 時：分：秒

並び順

並び順

表示

能表示

1

TWI-701なし

機種の型番を表示します。

2

P-0.00なし

プログラムのバージョンを表示します。
シリアルナンバを表示します。

選択・設定

05s
［初期値］

3

Serial Number BL00001

なし

■■■■■

なし

LCDの表示パターンチェックです。

5Key

0
［固定値］

キー入力のチェックです。

ZERO

表示する単位を選択します。計量値の単位換算は行いません。
g、kg、t、N、kN、N･m、kN･m、Pa、kPa、MPa、mm、%、OFF（なし）

26 Decimal Point 99999［初期値］ 計量表示値の小数点位置を設定します

99999、9999.9、999.99、99.999、9.9999

27 Minimum
Division

1［初期値］

28 Capacity

99999［初期値］ ひょう量（表示の最大値）を設定します。

M ENU

目量（表示の最小値）を選択します。
1、2、5、10、20、50

表示のフラツキを、デジタルフィルタ（移動平均）回数を選択して、安定させます。
OFF、4、8、16、24、32、64、96、128、192、256

等価入力校正分銅が用意できなくて、センサの校正値が分かっている場合、実荷重校正に代えて数値入力で校正を行います。

実荷重校正
基本機能設定後に、センサを接続し、分銅を使用して校正を行います。
設定は、最初にZeroつぎにSpanの順序で入力してください。
順序が逆になると、計測誤差が生じます。

33 Calibrate Zero 00000［固定値］

M ENU

を押し、現在の計測値を記憶させます。

サンプリング周期

約12.5ms(80回/秒)

表示範囲

センサ接続

実荷重校正又は等価入力校正時に、表示値又は A/D 値がオーバしてます。 入力値を確認してください。

HLD OFF

Hold が OFF になっています。 機能 10 項で Hold のタイプを選んでください。

A/D Over

計測中の値が、入力範囲を超えています。

A/D Error

ノイズ等で測定が妨害されています。

本器は、台秤やタンク・ホッパースケール等での計量システムに最適

零点：-2.8mV/V〜2.8mV/V、感度：-3.0mV/V〜3.0mV/V

な、ひずみゲージ式トランスデューサ専用のデジタル指示計です。電池式ですので設備の保守・点検に便利です。

99999(ゼロサプレス)

本体側：多治見PRC03-21A10-7F

センサ側：多治見PRC03-12A10-7M

USB接続

本体側：USB2.0規格 ミニBメス

送信周波数2,402MHz〜2,478MHz内で任意の周波数を設定し、設定に対し上下に22MHz離れた合計3波の自動切替。
別にアドレスを000〜255の中から、任意の数字に設定する。

変調方式

GFSK

電波法

特定小電力（認証機器により届け出不要）

通信距離

見通し距離にて50m

メモリ

Normal 3,000データ＋Sample 400データ（センサ番号・年月日・時分秒・測定値・単位）

電源・動作時間3電源方式、単3アルカリ乾電池使用で連続50時間以上
単3アルカリ乾電池3本
単3ニッケル水素充電電池3本（お客様で用意）
ACアダプタ（別売）

使用温度・湿度範囲
外形寸法・質量-10℃〜40℃、20%〜85%R.H.(結露なきこと)
135 76 35mm
（シリコンカバー実装時）、約360g

TWI-701-AC-KIT

AC100V用アダプタセット

TWI-701-TMM-KIT

専用ソフトTMM＋USBケーブル

付属品
オプション

CALERR

約2Hz(デジタルフィルタ16回に於いて)(350Ωトランスデューサ4台接続可能)
DC3V 1%、

キースイッチ 9キー

エラー 表 示
計測値がひょう量を超えています。
センサを傷めるおそれがあります。又は計測値に対して、Capacity（ひょう量）値が低く設定されています。設定値を確認してください。

感度： 0.0025%Reading/℃

操作スイッチ1、2、3、4、5

計測値点滅

0.02%FS 1カウント

零点： 0.0025%FS/℃(入力感度1.0mV/Vに於いて)トランスデューサ電源総合

5.

-6,600με〜6,600με

約100ms(10回/秒)

ロガー部

34 Sensor Select 1［初期値］

周波数特性1.0mV/V入力時最大表示分解能1/20,000

表示書き換え周期

M ENU

5個のセンサ情報を登録し、センサを切り替えて計測できます。
センサ情報は、25〜28、30〜33項です。

-3.3mV/V〜3.3mV/V

様

LCD：128 64ドット、バックライト付

無荷重時にを押し、現在の計測値を記憶させます。
（表示値 00000 は変更できません）

センサ選択

仕計量・動作表示

無線部

32 Calibrate Span ＋10000［初期値］ 定格荷重時の表示値入力後に＝5I／O部

つづいてセンサの校正値 ( 単位 mV/V) を入力します。

＝9表示部

つづいてセンサの校正値 ( 単位 mV/V) を入力します。

＝4

入力範囲

調整範囲

30 Equivalent Span +10000［初期値］ 定格荷重時の表示値をセットすると E.Span Adjust と表示されますので、
31 Equivalent Zero +00000［初期値］ 無荷重時の表示値をセットすると E.Ｚero Adjust と表示されますので、＝80.15μV/digit以上

温度特性

TWI-701
TWI-701

キーが押されている間、1〜9が表示されます。

入力感度

非直線性

取扱説明書

＝7＝37.
アナログ・A／D変換部

29 Digital Filter 16［初期値］＝6GGERLO

C L EA R

単位、小数点位置、目量、ひょう量、デジタルフィルタなどの基本機能を設定します。
kg［初期値］＝1＝2OFF（消灯）、01s 〜 30s（秒）、ON（連続）基本機能設定
25 Unit能4

23 Auto Power OFF 05m［初期値］ OFF（連続）、01m 〜 99m（分）24 Backlight機

携
携帯帯型型無無線
線指指示
示計計

取扱説明書1部、単3アルカリ乾電池3本（動作確認用）※仕様・外観等は、改良のため予告なく変更することがあります。

ロガー機能・グラフ表示機能を内蔵しUSBによるPCとの接続で、デ●お買いあげいただき、ありがとうございます。
●お使いになる前に必ず、この「取扱説明書」をよくお読みください。お読みになられた後は、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

本 社・工 場〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町964番地24
新横浜テクノヒルズ協同組合内
TEL：045-540-8353（代表）FAX：045-544-8354
関西営業所〒613-0032 京都府久世郡久御山町栄2丁目1番地20
TEL・FAX：0774-46-0154

無線の送受信機能を内蔵し、2台を使用して遠隔測定が可能です。
ホールド機能等
他にもストレインメータ機能、ゼロトラッキング機能、の多彩な機能で、あらゆる測定に対応できる携帯型無線指示計です。

梱 包 内 容
品

名もくじ
個

数

安全上のご注意

1.

エラー表示

5.

TWI-701本体（シリコンカバー付き）

1個

接

続

2.

テスト

6.

（出荷時に本体に内蔵）
アルカリ単三乾電池

3本

操作

3.

仕

7.

取扱説明書
（本紙）

1部

機

能

4.

1.

様

安全上のご注意■本製品を安全に正しくご利用いただくために、この説明書をよくお読みの上、お使いください。
■ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人へ、危害や損害を未然に防止するための内容を記載しております。
必ずお守りください。
警告：この表示を無視して誤った取扱いをしますと、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

http://www.toyo-sokki.co.jp/

ータの保存や解析等が行え実験等に威力を発揮します。

警告●分解、改造しないでください。
火災、けが、感電などの事故または故障の原因になります。
●ぬらさないでください。
水にぬれると発熱、感電、故障の原因になります。

注意：この表示を無視して誤った取扱いをしますと、人が損害を負う可能性が想定される内容または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

注意●AC100V使用時は、オプションのAC100V用アダプタセットを使用してください。
指定品以外のACアダプタを使用した場合は、発熱、発火等の故障の原因となります。
●電源は、単三乾電池又は単三型ニッケル水素充電電池を使用してください。
これ以外の電池で使用すると、故障の原因となります。

接2.

続機

4.

DC5V IN

USB

設定頻度の高い順番で並んでいます。

PCとUSBケーブルを使用して接続します。

表示

選択・設定

1

B ­SIG：センサ出力−側を接続します。

Display Mode Normal［初期値］ 標準の計測画面です。
Graph1

計測中の値をグラフ表示します。動作中はG1と表示されます。
LO

LO

D ＋SIG：センサ出力＋側を接続します。

＋GGER＋LO

List

LO

GGER

＋

GGER

で視点移動、＋ででx軸の縮小拡大を行います。

ログデータを一覧表示します。

確定後 SET と表示され計測画面に戻ります。

LO

グラフ表示 1・2 の時は、GGER＋で y 軸を拡大します。

1 秒間押すと風袋引き動作を行います。
ネット演算選択時は、Tare で設定した値になります。
ストレインメータ選択時は、ダイレクト表示からメジャー表示に切り替わります。

機能設定時は、選択桁 ( 点滅 ) を左に移動します。
グラフ表示 1 の時は、x 軸を縮小します（1s 〜 4s）。
グラフ表示 2 の時は、視点を左に移動します。
LOGGER

グラフ表示 2 の時は、＋機能設定時は、変更中の設定を取り消します。
さらに押すと、機能設定から抜け、計測画面に戻ります。
風袋引き、又はネット演算中に 1 秒間押すと、解除します。

でｘ軸を縮小します。

キーロック中に 2 秒間押すと、キーロックを解除します。
1 秒間押すとログのサンプル・リスト表示中に、反転行を削除します。
ストレインメータ選択時は、1 秒間押すとメジャー表示からロガー設定

1 秒間押すと下段に LOG と表示され、ロギングを開始します。
ロギングされるデータは、Log Type で選択された方式のデータです。

LOGGER＋で x 軸を拡大します。

リスト表示の時は、選択行を最新番号に移動します。

画面下に SH と表示され、サンプルホールド選択時に押すと、押された時の値が上段に固定され、下段には計測値が表示されます。
もう一度押すと、計測画面に戻ります。

2

1 秒間押すと電源が入ります。
動作中に 1 秒間押すと、電源が切れます。

Log Type Normal［初期値］ 手動のスタートとストップ、タイマーでのスタートとストップでロギングします。

GGER＋

3

Interval Time

4

Log Timer ST 00 / 00 / 00
00：00：00

5

S1：選択センサ（S1〜S5）、SW：無線受信表示、
G1：グラフ表示1、G2：グラフ表示2、L：リスト表示
TIM：タイマー予約有り

内部が３つ消えたら交換時期です

現在の計測値又はホールドされた計測値

コンパレータ出力設定中
Up、Middle、Down、UpDown

現在の計測値

Z：風袋引き中（手動風袋引き）
D：ストレインメータはダイレクト表示中
M：ストレインメータはメジャー表示中

TX：送信中、RX：受信中
LOG：ロギング中
ZT：ゼロトラッキング中

C：キャルロック中：キーロック中

PH：ピークホールド中、SH:サンプルホールド中、BH:ボトムホールド中

PT：固定風袋引き中、PN：ネット演算中を押した時に、1 データをロギングします。

00：01［初期値］ 分：秒を設定します。 00:00（80 データ / 秒）〜 99:59

ZeroTr Count 1 〜 5（1 〜 5 目量以内ででゼロトラッキングを実施）
ZeroTr Time 0.5s 〜 3s
（0.5 〜 3 秒間隔でゼロ点の変動を監視）

テストモード通常は使いません。 主に機器の動作確認のためのモードです。詳細はもくじ6テストを参照。
14 TestOFF［初期値］ 動作 OFF。
M ENU

ON

サンプル・ログデータを一括削除します。

P1・P2の設定値と計測値を比較して、ブザーを鳴らします。
設定値近くで出力が変動しON・OFFを繰り返す場合は、ヒステリシス値を適切に設定すると安定します。
Comparator OFF［初期値］［初期値］ 動作 OFF。
15 Calibration OFFLockON
実荷重校正・等価入力校正の操作を禁止します。動作中は C を表示します。
16 Key Lock

P1（P2）の上限値で、ブザーを鳴らします。

MiddleP1 と P2 の中間値で、ブザーを鳴らします。

Down

P1（P2）の下限値で、ブザーを鳴らします。

Up & Down

P1（P2）の上限値と P2（P1）の下限値で、ブザーを鳴らします。

7Threshold P1 +99999［初期値］ P1 値を設定します。

8Threshold P2 -99999［初期値］ P2 値を設定します。

9Hysteresis 00000［初期値］

00000 〜 99999 の表示値で、ON から OFF 側に有効です。

10 Hold

17 Wireless Wireless Mode

計測中の最高値をホールドします。動作中は PH と表示されます。

Bottom Hold

計測中の最低値をホールドします。動作中は BH と表示されます。

固定風袋引き・ネット演算設定
固定風袋引き例：内容量が未知で、それを入れた容器重量が分かっている場合、計測値から容器重量を差し引いて内容量の変化を計測します。
ネット演 算 例： 内容量が分かっていて、それを入れた容器重量が分からない場合、ZERO操作で容器重量のみをキャンセルし、内容量の変化を計測します。

OFF［初期値］、Receive（受信）、Transmit（送信）Wireless Freq

［初期値］。 2,402MHz〜2,478MHz
2,428MHz

Wireless Addr

［初期値］
128。 000〜255

USB 接続設定
PCとのワイヤ接続を設定します。仮想シリアル通信ですので、PC側にUSBドライバのインストールが必要になります。専用ソフトTMM Liteは、弊社ウェブサイトよりダウンロードしてください。
でボーレート、データビット、パリティを選択してで設定を変更します。
※より高機能のソフトTMMはオプションです。
18 UART Transfer OFF［初期値］ 動作 OFF。

19 UARTON

測定中のデータを常時出力します。

List

ロギングしたデータを一括送信します。

UART BaudRate

2400、4800、9600、19200、38400、57600bps［初期値］※38400bps以下のスピードを選択すると、秒80データに達しません。

UART DataBits

7bit
［初期値］
、8bit

UART Parity

を押した時の値をホールドします。動作中は SH と表示されます。

Peak Holdを表示します。

を 2 秒間押します。

3波を自動的に切り替えて、空いている周波数で通信します。それでも混信が有る場合や、複数のセットを使用して計測する場合は、送受信機共に周波数やアドレスを合わせて変更してください。
でモード、周波数、アドレスを選択してで設定を変更します。
周波数は1波を変更すれば、他の2波は等間隔で自動的に設定されます。
※使用しない時は、節電の為にOFFにしてください。

OFF［初期値］ 動作 OFF。
Sample HoldC LEA R

無線機能設定表示ホールド設定
で、計測中の値をホールドします。 ピークホールド・ボトムホールドの場合はホールド値が自動的に更新されます。 ホールド計測中は、ホールド値を上段に大きく表示し、変化する計測値は下段に小さく表示されます。

全てのキー操作を受け付けません。 動作中はON から OFF に戻るには、動作 OFF。

Up

OFF
［初期値］ 動作 OFF。
ON

タイマー予約の開始時間を設定します。
西暦の末尾2桁/月/日 時：分：秒

タイマー予約の終了時間を設定します。
SP 00 / 00 / 00
西暦の末尾2桁/月/日 時：分：秒
00：00：00
Log Clear OFF［初期値］ 動作 OFF。 Log Type で Sample 選択時のみ表示。

日時：2011年2月１日13時55分18秒：電池残量表示

GGER

コンパレータ出力設定

6で y 軸を縮小します。

LOSample

機能設定時は、項目を変更（逆送り）したり、数値を減少させます。
グラフ表示 1・2・リスト表示の時は、視点・選択行を下方向に移動します。
LOON

ON 選択後を 3 回押すとテストモードに移行します。
ロギングのタイプ、ロギングの間隔、タイマー予約時間を設定します。動作中はLOGと表示されます。タイマー予約時はTIMと表示されます。
Log TypeがNormalの場合、Interval Timeで設定した間隔で最大3,000データまで記録され誤操作防止ます。ロギングを開始すると前回のデータは削除されます。Log TypeがSampleの場合、最大400誤操作防止の為の機能です。 誤って操作しないように、ロックをかける時に使用します。
データまで記録されます。Log Clearで一括削除する事ができます。
※ロギング中はMENU操作に入れません。 ※Interval TimeはUSB接続データ出力と共用です。 電源オフやオートパワーオフでも解除されません。

ダイレクト表示に切り替わります。

グラフ表示 2 の時は、ロギング中に 1 秒間押すとロギングを終了します。

グラフ表示 1・2 の時は、［初期値］ 動作 OFF。
13 Zero Tracking OFF

ON

リスト表示の時は、選択行を 0001 に移動します。
機能設定時は、選択桁 ( 点滅 ) を右に移動します。
x 軸を拡大します（1s 〜 4s）。
グラフ表示 1 の時は、視点を右に移動します。
グラフ表示 2 の時は、を1秒間押すと計測値が設定した値になり、Zが表示されます。

ゼロトラッキング設定

でスクロールを行います。

機能設定時は、項目を変更（順送り）したり、数値を増加させます。
グラフ表示 1・2・リスト表示の時は、視点・選択行を上方向に移動します。

ZERO

温度ドリフトや他の条件で、微妙にゼロ点が変動するのを補正して、表示をゼロに保持します。
トラッキングを実施する目量を設定し、続いて変動の検出を行う間隔時間を設定します。
※動作中はZTと表示されます。

2段目以降は、記録連番/時分秒/計測値を表示します。

押すと、ストレインメータ機能に変わり mV/V 又は μεに換算して表示します。
もう一度押すと、計測画面に戻ります。

設定値の確定を行います。

ネット演算を実行します。
C LEA R

上段に、リスト表示のLとセンサ番号、年月日と単位を表示します。

作

能を1秒間押すと総重量値に戻り、Zが消えます。

で0001又は最新番号に移動します。

1 秒間押すと機能設定に移ります。
機能設定時は設定値の変更を開始したり、固定風袋引きを実行します。

Preset Ｎet

でx軸幅を1s〜4sに切替できます。

y軸の縮小拡大、センサ側：PRC03-12A10-7M

Preset Tare

でy軸の縮小拡大を行います。

自動で合わせます。

G NC：接続しません。

操GGER

で視点移動、表示切り替え時は、x軸は全データを、y軸は最小と最大が収まる様に

F NC：接続しません。

機

00000［初期値］ 演算するための既知の重量を入力します。

ログデータをグラフ表示します。動作中はG2と表示されます。

Graph2

E SHIELD：センサケーブルのシールド線を接続します。

選択・設定［初期値］ 動作 OFF。
12 Tare Select OFF

C ­EXC：センサに印加するDC0V電源です。

※センサコネクタ本体側：多治見PRC03-21A10-7F

表示

11 TareLCDの表示タイプを選択します。

A ＋EXC：センサに印加するDC+3V電源です。

3.

能ディスプレイ設定

センサ

単三乾電池又は単三型ニッケル水素充電電池3本をマークに従ってセットします。

で逆送りできます。

機ACアダプタ接続端子です。

電池BOXで順送り、並び順

USB入出力並び順

外部電源入力能even［初期値］、none、
odd

ストレインメータ機能
センサの出力値確認に使います。単位は2つの単位から選択できます。
ZEROでストレインメータに切り替わります。 もう一度押すと計測画面に戻ります。

C LEA Rを1秒間押すとMと表示し、メジャーモードになり、オフセット分をキャンセルします。
を1秒間押すとDと表示し、ダイレクトモードに戻り、実際の計測値を表示します。

20 S-METER mV/V［初期値］ mV/V に換算して表示します。
με

マイクロ・ストレインに換算して表示します。