CAN/LIN 通信用

データラインモニター
DATA LINE MONITOR

LE-170SA

タッチパネル付きカラー液晶搭載
手のひらサイズ、スタンドアロン動作● CAN/LINのモニター・シミュレーション● PCレスで通信データをリアルタイム表示● USBメモリーに計測データを保存可能● 単3形Ni-MH電池で5時間駆動

LE-170SAは、車載通信規格CAN、LINのフィールドテストに最適な手のひらサイズのラインモニ
ターです。指先による軽い画面タッチやスワイプによるスマホのような操作が可能です。
CAN/LINの計測インターフェースを装備

シミュレーション機能

CANとLINの計測コネクタを各1チャンネル装備し、両方の通信データをモニターできるので、CANとLINが混在した通信ネットワークの評価も可能です。

モニター表示を確認しながら、画面タッチ操作で、送信フレームテーブルにあらかじめ登録した最大16種類のフレームを送信することができます。データの一部を指定条件でスイープ（変化）させることもできるので、値の変化を再現するような通信シミュレーションも可能です。また、LINのシミュレーションはマスターモードとスレーブモードを選択可能です。

［製品裏面］［動作モード設定］

CANポート［CAN送信フレーム登録］

LIN/外部信号ポート

ラインモニター機能
通信回線に影響を与えることなく、回線上で送受信される通信フレーム、送受信時刻（タイムスタンプ）や、外部アナログ入力信号や外部トリガー信号の状態をリアルタイムに表示すると共に、キャプチャメモリーに記録することができます。キャプチャメモ
リーに記録された測定データは、測定終了後にスクロール表示や検索機能を使って詳細に確認することができます。

通信エラーや外部機器からの異常信号等、特定要因の発生をきっかけとして、タイマー/カウンタを制御したりCANフレームを送信したりできます。

［CANデータ表示例］［トリガー一覧］［外部入力アナログ表示例］

通信エラーや外部信号と同期可能なトリガー機能［トリガー要因 CANデータ］

LE-170SA
自動バックアップ機能

USBメモリー対応

連続5時間の電池駆動

自動バックアップ機能を利用すると、測定停止時に自動で、最新データ約30Kバイト分をバッテリーバックアップされた内蔵SRAMキャプチャメモリーに、または全測定データをUSBメモリーに保存することができます。

測定データや設定条件をお手持ちのUSBメモリーに保存できます。
トリガー保存設定により着目したい通信データの前後を自動的にセーブしたり、自動バックアップ機能で測定終了時にデータをUSBメモリーに自動保存したりすることも可能です。

付属の単3形ニッケル水素電池
2本で連続5時間の動作が可能。
アルカリ乾電池も使えるので現場での充電切れでも安心です。

［自動バックアップ設定例］※電池蓋を外して撮影しています。
※付属の電池は写真と異なる場合があります。

仕様

オプション

計測インターフェース

USB充電器CAN ISO11898準拠, LIN ISO9141準拠

対応プロトコル

LE-P1USB

CAN, デバイスネット, LIN (Rev.1.1,1.2,1.3,2.0,2.1)

キャプチャメモリーバスパワー動作させる時やニッケル水素(Ni-MH)電池を充電する時の電源として利用します。

16Mバイト（500Kフレーム分）、2分割利用可能

通信速度(bps)

CAN 20Kbps〜1Mbps, LIN 400bps〜26Kbps

モニター機能CAN：標準/拡張フォーマット対応、ビット取込タイミング指定可

DSUB9ピン分岐ケーブル

LIN：フレーム長指定（ID毎）、指定アイドル時間フレーム区切り可LE-009M2

タイムスタンプ

CANの計測に利用できます。
付属品と同等。

9桁，分解能：時:分:秒:m秒

フィルタ

ビットマスク指定IDの組み合わせで特定フレームのみを記録

トリガー機能トリガー要因とトリガー動作を最大4個指定可能

トリガー要因指定の通信データ（最大8文字），指定フレーム（CAN），フレームエラー(LIN)，タイマ・カウンタ一致，外部信号論理

トリガー動作

10ピン外部入出力ケーブル

測定停止（オフセット指定可），タイマー/カウンタ制御，トリガー条件の有効化／無効化，外部信号出力，
CANフレーム送信（シミュレーション時）
テーブルにあらかじめ設定した16種類のデータを送信、周期送信、送信データのスイープ可、シミュレーション機能

マスター・スレーブのシミュレーション（LINのみ）

外部トリガー
4点, 電圧測定範囲: 0〜52V,

液晶ディスプレイ

分解能: 12ビット, デジタル閾値: VIH 2.3Vmin.

VIL 0.8Vmax.

4.3インチＴＦＴカラー液晶（480x272dot）

タッチパネルUSB2.0デバイスポート

マイクロBコネクタ

USB2.0ホストポート※1

標準Aコネクタ USBメモリー接続用

電源5V/500mAまたは5線TTLプローブ

LE-5LS

OBD2-DSUB9ケーブル

OBD2-DB9-09
自動車のOBD2コネクタに接続してCAN通信を計測するための専用ケーブ
ルです。OBD2の診断コードを使ったテストなどに最適です。

静電容量式タッチパネル

USBバスパワー

LIN/外部信号ポートで使用できます。
付属品と同等。

5ピンのICクリップ付きケーブル。標準付属の10ピン外部入出力ケーブルの代わりにLIN/外部信号ポートで使用できます。

入力1、出力1

外部信号測定LE-10ES1

キャリングバッグ

単3形ニッケル水素（Ni-MH）電池×2本またはLEB-02
外寸：230×180×65mm※付属品と同等。

単3形アルカリ乾電池（LR6）×2本
単3形ニッケル水素電池：約5時間

電池駆動時間※2

単3形アルカリ乾電池：約2時間

温度、湿度

0〜40℃(保存-10〜50℃), 85%RH以下適合規格

CE (Aクラス) , EMC (EN61326-1:2013)

外形寸法, 質量158mm×100mm×31mm, 300g(電池含む)DSUB9ピン分岐ケーブル(LE-009M2), 10ピン外部入出力ケーブル(LE-10ES1), マイクロUSBケーブル,付属品

単3形ニッケル水素電池 2個, ユーティリティCD, キャリングバッグ(LEB-02), クイックスタートガイド, 保証書※1：全てのUSBメモリーの動作を保証するものではありません。

安全上のご注意※2：一般的な使い方を想定した当社測定条件による。

本製品をご使用の際は、添付の取扱説明書をよくお読みいただき、取扱説明書にそってお使いください。取扱説明書で保証していない使い方、仕様範囲以外の装置との接続、改造等につきましては故障・事故の原因となります。万一、保証外の使用方法で故障・事故などが発生した場合は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

●本カタログに記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●本カタログに記載の製品仕様、デザイン等は2019年10月現在のものです。改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
●製品の色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。
●このカタログからの無断転載はかたくお断りいたします。
©2019 by LINEEYE CO., LTD.

〒601−8468 京都市南区唐橋西平垣町39−1 丸福ビル4Ｆ
TEL.075−693−0161 FAX.075−693−0163●URL

https://www.lineeye.co.jp●E-mail：info@lineeye.co.jp※株式会社ラインアイは、元積水化学工業株式会社の電子機器開発メンバーがセキスイベンチャー基金からの出資を受けて設立した開発型企業です。

Printed in Japan

L-19902J/LE G