2 paste

デュアルキュア型 ※1

共通 の 接着システム

1 paste

光重合型＊厚さ0.25 mm＊厚さ0.25 mm

支台歯 に
ユニバーサル

クリアブラウン

象牙質
象牙質 接着力、接着力、当社従来品比
当社従来品比 3 倍倍（MPa）

25

歯 質への接着強さ（牛歯、引張、化学重合）

ブリーチ

オペーク

※2

メタルコアや各シェードの色調は「パナビアレジンコア にも105

接着操作を行うことができます。

エナメル質

こだわりの操作性
こだわりの操作性

光照射不要

測定装置：

パナビア®
F 2.0

オートグラフ AG-100kN（島津製作所）
クロスヘッドスピード：2mm/min
クラレノリタケデンタル（株）
測定：
条件により数値は異なります。

象牙質“流れやすさ”と “垂れにくさ”を両立

補綴装置 に真球状シリカフィラー※6・ナノクラスターフィラー※7・X線造影性

クリアフィル
セラミックプライマー プラス

化学重合のみでも、高い接着力
化学重合のみでも、高い接着力

フィラー※8を高密度に配合し、補綴装置内面に流れやすく、支台歯へのセット時は垂れにくいバランスの良いペーストです。

※4高 活 性の化 学 重 合 触 媒 ※3 の採 用により、幅広い素材 に化学重合のみでも優れた歯質接着性を実優れた接着力

流れやすい

垂れにくい
1μm現。ポストやコアと根管象牙質の接着にも※6 球状微粒子シリカ※7 表面処理シリカ系マイクロフィラー※8 フッ化イッテルビウム性 能を発 揮し、重 合・硬 化 の 不 足による脱離リスクを軽減します。

硬化物の色調が安定硬化物の色調が安定
当社従来製品と比較して、優れた色10

色調変化

15

調安定性を発現します。

※4 陶材、シリカ系ガラスセラミックス、CAD/CAMレジン、ジルコニア、金属塗布後エアブローまで待ち時 間なし

硬化物の色調安定性（⊿E*）

入。アミンを触媒成分として含有する測定装置： 分光色差計 SE6000（日本電色）、光源：D65/25

クラレノリタケデンタル（株）
測定：条件により数値は異なります。

肉眼での検出限界に 近い
171421

水 中 浸 漬 期 間（ 日 ）28※1 オペークのみ化学重合※9 半硬化までの時間は照射器の種類や光量により異なります

支台歯・補綴装置の清掃 に使用可能 な
弱酸性
汚染なし

人工唾液汚染 「カタナ クリーナー」
清掃後（1分浸漬後）（10秒以上こすり塗り・水洗）

測 定 条 件： ジルコニア板（「ノリタケ カタナ ジルコニア」HT ）を人工唾液に浸漬（1分間）
人工唾液に含まれるタンパク質と結合する染色剤による染色度で汚染度を評価
データ測定：クラレノリタケデンタル株式会社 ＊測定条件により染色度は異なります。

良好な滑沢耐久性
良好な滑沢耐久性

オプション

口腔内でも●高 い洗浄効果 色素結合法を用いた染色試験（人工唾液汚染）

接着材の接着力は低下します。「カタ接着力の向上が期待できます。

（ブラシ等により除去することもできます）

歯ブラシ摩耗試験による光沢度の変化

カタナ クリーナー

唾液や血液などの汚染により、歯科用清掃することで、併用する接着材料ので、半硬化したペーストを 一塊で除去できます。

詳しい製品情報はこちら※2 牛歯象牙質に対する引張接着強さ（グラフ参照） ※3 添付文書記載の化学重合開始剤、重合促進剤を指す

接着阻害因子を浮かして流す

7060
光沢度

「カタナ クリーナー」で 清掃

0

取りやすい

余 剰ペースト1か 所につき1秒 以 内の光 照 射 ※9

当社従来製品

測定条件： 厚さ0.25mm、70℃水中浸漬後、白背景で測定

ナ クリーナー」で 歯 質・補 綴 装 置を余剰ペーストが取りやすい

写真提供 ： 山手通り歯科 森田 誠 先生

“アミンフリー” の化学重合触媒※3を導ベニア LC※5 十分な透光性を有する、2mm 未満のラミネートベニア。使用できる材料は添付文書をご確認ください。

牛歯#1000研磨 面、被 着面 積3mmφ、化学硬化37℃水中に1日浸漬後、測定パナビア®
F 2.0

ブリーチペースト 」に置き換えるだけで、ラミネートベニア ※ 5 に、より適した測定条件：0ブラウン

V5」と同じで、試適用のトライインペーストは共通です。接着システムも共通で、ペーストを「パナビア

象牙質接着力!!

15クリア

違うのは、違うのは、ペースペーストだけ
トだけ

歯質だけでなく※23 倍の20

ユニバーサルパナビア V5
トゥースプライマー(%)

5065 %

62 %

40
3020
100

試験前

歯ブラシ摩耗 40,000回後

微細なフィラーを高密度に配合しているため、滑沢耐久性に優れ、歯ブラシ摩耗による光沢の減少を低減しています。
測定条件： 試験片φ10mm、厚み2mm。
#1000から＃3000の耐水研磨紙にて表面を平滑化の後、ラッピングフィルム（3μm、ピンク）で最終研磨を行い研磨面の初期光沢度を60%前後の状態に研磨。
○歯ブラシ摩耗（荷重250g、30回ストローク/分、10wt%歯磨剤を用いて40,000回後の光沢度を測定※）※光沢計VG 2000（日本電色工業）を用い、角度60 で測定
クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

「パナビア V5 」の接着ステップ※「パナビアV5」の添付文書に記載の使用用途「1)クラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着」を示します。
写真提供：高輪歯科 加藤正治 先生

20 秒

123

窩洞・支台歯の清掃、補綴装置の試適

補綴装置の前処理

窩洞・支台歯の前処理

45

6「パナビア V5 ペースト」の余剰セメントの除去 ※1
練和及び塗布、補綴装置の装着「パナビア ベニア LC 」の接着ステップ※「 パナビア

化学硬化または光照射にて最終硬化

ベニア LC 」の添付文書に記載の使用用途を示します。
写真提供：鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座 佐藤洋平 先生

20 秒

123

窩洞・支台歯の清掃、補綴装置の試適

補綴装置の前処理

窩洞・支台歯の前処理

4「パナビア ベニア LC 」の塗布、補綴装置の装着

56

余剰ペーストの除去 ※2

光照射にて最終硬化※1 写真は光硬化によって半硬化させ除去する方法を示します。
（「パナビア V5 ペースト」
オペークの場合はガーゼ・小筆等で拭き取ってください）※2 写真は小筆により除去する方法を示します。

医療機器認証番号 ： 226ABBZX00106000

コンプリートキット

スターターキット（ユニバーサル）

・パナビア® V5 ペースト（ユニバーサル）半量タイプ 4.2 g（2.4 mL） 1本
・パナビア® V5 ペースト（クリア）半量タイプ 4.2 g（2.4 mL） 1本
・パナビア® V5 ペースト（ブラウン）半量タイプ 4.2 g（2.4 mL） 1本
・パナビア® V5 ペースト（ブリーチ）半量タイプ 4.2 g（2.4 mL） 1本
・パナビア® V5 ペースト（オペーク）半量タイプ 4.2 g（2.4 mL） 1本
・パナビア® V5 トライイン ペースト（ユニバーサル） 2.4 g（1.8 mL） 1本・パナビア® V5 トライイン ペースト（クリア） 2.4 g（1.8 mL） 1本・パナビア® V5 トライイン ペースト（ブラウン） 2.4 g（1.8 mL） 1本・パナビア® V5 トライイン ペースト（ブリーチ） 2.4 g（1.8 mL） 1本・パナビア® V5 トライイン ペースト（オペーク） 2.4 g（1.8 mL） 1本
・パナビア® V5 トゥース プライマー 2 mL 1本・クリアフィル® セラミック プライマー プラス 2 mL 1本・ K エッチャント シリンジ 3 mL 1本・ 付属品：ミキシングチップ（合着用）30個、ミキシングチップ（エンド用）10個、ガイドチップ（エンド用細）10個、ニードルチップ（Ｅ）20個、アプリケーターブラシ（ファイン＜シルバー＞）50本、ディスポ小筆ブラシ（黒）50個、小筆ホルダー（黒） 1本、混和皿（FPN） 1個

・パナビア® V5 ペースト（ユニバーサル）8.1 g（4.6 mL） 1本・パナビア® V5 トライイン ペースト（ユニバーサル）
2.4 g（1.8 mL） 1本・パナビア® V5 トゥース プライマー 2 mL 1本・クリアフィル® セラミック プライマー プラス 2 mL 1本・ K エッチャント シリンジ 3 mL 1本・ 付属品：ミキシングチップ（合着用）15個、ミキシングチップ（エンド用）5個、ガイドチップ（エンド用細）5個、ニードルチップ（Ｅ）20個、アプリケーターブラシ（ファイン＜シルバー＞）50本、ディスポ小筆ブラシ（黒）50個、小筆ホルダー（黒）1本、混和皿（FPN） 1個

管理医療機器 歯科用コンポジットレジンセメント

管理医療機器 歯科用エッチング材

パナビア V5 ペースト

管理医療機器 歯面処理材（歯科セラミックス用接着材料、歯科金属用接着材料）®

K エッチャント シリンジ

パナビア V5 トゥース プライマー

医療機器認証番号：226ABBZX00089000
・容量 ： 3mL

医療機器認証番号：226ABBZX00102000（ ユニバーサル、クリア、ブラウン、ブリーチ、オペーク ）・8.1 g（4.6 mL） 1本 ・ミキシングチップ（合着用）20個

医療機器認証番号：226ABBZX00104000
・容量 ： 4mL

管理医療機器 歯科用色調適合確認材料

ミキシングチップ（合着用）

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料（歯科金属用接着材料）®

パナビア® V5 トライイン ペースト

・20個

クリアフィル セラミック プライマー プラス

医療機器認証番号：226ABBZX00103000（ ユニバーサル、クリア、ブラウン、ブリーチ、オペーク ）・トライインペースト 2.4 g（1.8 mL） 1本ミキシングチップ（エンド用）

・20個

医療機器認証番号：226ABBZX00105000
・容量 ： 4mL

ガイドチップ（エンド用細）・20個● 関連製品管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料（歯科金属用接着材料、歯面処理材）®

カタナ クリーナー

医療機器認証番号：301ABBZX00015000
・容量 ： 4mL

医療機器認証番号：303ABBZX00060000
管理医療機器 歯科用コンポジットレジンセメント

パナビア ベニア LC ペースト

アプリケーターチップ（16G）

・20個

医療機器認証番号：303ABBZX00035000（ ユニバーサル、クリア、ブラウン、ブリーチ ）・各 2.6 g（1.5 mL） 1本 ・アプリケーターチップ（16G）5 個● データは全てクラレノリタケデンタル株式会社測定です。条件などにより数値は異なります。
● 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。 ● ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。
● 仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
パナビア F2.0 管理医療機器 歯科接着用レジンセメント 医療機器認証番号：224ABBZX00029000
ノリタケ カタナ ジルコニア 管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス 医療機器認証番号 ： 223AFBZX00185000

製品・各種技術に関するお問い合わせ
クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

製品の添付文書情報はこちら◎医薬品医療機器総合機構

クラレノリタケデンタル
LINE 公式 アカウント最新情報配信中！

友だち追加はこちらから

クラレノリタケデンタル公式アプリ

ホームページ

月曜 〜 金曜 10：00 〜17：00
連絡先〒100-0004 東京都千代田区大手町２丁目６-４ 常盤橋タワー
フリーダイヤル：0120- 330 -922
製造販売元

〒959- 2653 新潟県胎内市倉敷町2- 28
・「クリアフィル」、「パナビア」
及び「MDP」
は株式会社クラレの登録商標です。
・「カタナ」
は株式会社ノリタケカンパニーリミテドの登録商標です。

販売元〒564 -8650 大阪府吹田市垂水町 3- 33-18 TEL.（06）6380 -2525〒110 - 8513 東京都台東区上野2-11-15
TEL.（03）3834 - 6161
お客様相談センター：0800-222- 8020〈医療従事者様向窓口〉
https://www.dental-plaza.com

推奨 OS バージョン iOS13.7 以上 / Android9.0 以上
T730 - 06 11／2022