CAD /CAMレジン冠 臨床ガイド
支台築 造から接 着までカタナ アベンシア ブロックⓇⓇ

WEBからもご覧いただけます。

お すすめ！

C A D / C A Mレジン冠 接 着
コンビネーションカタナ アベンシア ブロックⓇⓇ

2年保証サポート※1

強 度と滑 沢 耐久性を両立！
当 社 独 自の製 造 技 術により
超 微 粒子フィラー ※2 を高 密度に配 合2年保証サポート※1

優れた曲げ 強 度！たわみにくい！
C A D/C A M 冠 大 臼 歯 修 復に対応した高 強 度ブロック

接着も簡便性も妥協しない！
待ち時 間なし・高 接 着・多用途！
カチッと開 閉、ピタッと液ギレ！
ワンタッチでいつも清 潔

プライマー不要！
シラン処理できるレジンセメント※3

C A D/C A M 冠にも金 属 冠にもM u ltiに高 接 着※1 保証には規定があります。詳しくはホームページをご覧ください。
※2 超微粒子フィラー（アルミナフィラー（酸化アルミニウム）：20nm、シリカフィラー（軽質無水ケイ酸）：40nm）※３ CAD/CAM冠の装着において歯科用セラミックス処理材料を適用することで内面処理加算が可能です。

臨 床 メリット

高 い研磨性！
超 微 粒子フィラー の高 密度 配 合により
研 磨 性に優 れ、滑 沢 性 の 持 続、着 色 の抑制が期待されます。

優 れた曲げ強度！
たわみにくい！
拡大不定形無機フィラー

クラスター
フィラー

研磨方法：

カーボランダムポイントにて形態修正後、シリコンポイント、研磨ペーストを用いて研磨

5μm
SEM像
（×1000）■ 歯ブラシ摩耗試験■ 歯ブラシ摩耗試験後の表面粗さ
表面粗さ (μm)

1.25

SEM像(×10,000）

特性の異なる４種類の粒径の無機フィラー※を高密度化■ 曲げ弾性率

1.000.75

1937°C水中浸漬1日後0.500.250
試験条件：0測定条件：：250ｇ
荷重
歯磨材 ：デンタークリアMAX（ライオン）、10wt%スラリー
歯ブラシ：ビトイーン山切り、カットレギュラー（ライオン）

カタナ
エステニア C&B
アベンシア ブロック40,000回後
40,000回後

1837°C水中浸漬7日後

カタナ
エステニア
アベンシア ブロック C&B

510

試験片サイズ14.0×4.0×1.2mm、37℃水中浸漬7日後オートグラフAG-Ⅰ 100kN（C39島津製作所 ロードセル10kN使用）
スパン12mm、3点曲げ、クロスヘッドスピード1.0mm/min

クラレノリタケデンタル(株)測定：条件などにより数値は異なります。

1520 (GPa)

クラレノリタケデンタル(株)測定：
条件などにより数値は異なります。

待ち時間なし触れると固まる！タッチキュアテクノロジー

光照射 3 秒
（ペンキュアー2000高出力モードの場合）「 SA ルーティング Multi 」
とともに、酸化還元反応により重合硬化します。

重合促進酸化剤（化学重合触媒）

新規重合促進剤（化学重合促進剤）

還元剤（化学重合促進剤）

高い接着耐久性

シランカップリング剤配合

歯質にも金属にも接着■ 人歯せん断接着強さ■ 各種補綴装置へのせん断接着強さ
（MPa）

（MPa）

CAD/CAMレジン冠
用材料

504050403030202010100

金合金 金銀パラジウム チタン合金
合金

陶材
コバルトクロム ジルコニア
合金 （ノリタケカタナ ジルコニア
ディスク HT）

カタナ
アベンシア
ブロック

カタナ
アベンシア P
ブロック

二ケイ酸リチウム

測定条件： #1000研磨後、サンドブラスト処理、被着面5mmφ、マージン部へペンキュア2000にて2方向から各10秒光照射
クロスヘッドスピード1mm/min、オートグラフ AG-100KN(島津製作所）を使用
37℃水中保管1日後測定

クラレノリタケデンタル(株)測定：条件などにより数値は異なります。

※ 4種類の粒径の無機フィラー：2種の表面処理バリウムガラス、シリカ（表面処理軽質無水ケイ酸）、それらをクラスター化したフィラー

0エナメル質
象牙質「クリアフィル ユニバーサルボンド
Quick ER」の併用により歯質への接着力が向上します。

SA ルーティング Multi

SA ルーティング Multi+

クリアフィル ユニバーサルボンド Quick ER
測定条件：＃1000研磨、被着面積：φ3mm、マージン部へペンキュア2000にて2方向から各10秒光照射
クロスヘッドスピード1mm/min、オートグラフ AG-100KN(島津製作所）
を使用
37℃水中保管1日後測定

クラレノリタケデンタル(株)測定：条件などにより数値は異なります。

臨 床 の ポイント

1.

支台歯形成

支台歯形態と形成量
1.5mm以上

隅角部は丸める

咬合面の展開角は120°〜140°

軸面は片側6°〜10°のテーパー

1.5mm以上

歯頸部寄り3mmは平行性が保たれていること

1.5mm以上
1.0mm以上

ディープ
シャンファー

頬側は2面形成

高低差を少なくする● 適切な厚みを確保する● 鋭角な部分のない丸みのある形態にする● マージンラインは2.

● 十分な保持が得られる軸面形成とする

ディープシャンファーとする

設 計・加工スムーズなフィニッシュライン● フィニッシングラインはスムーズに仕上げる
参考：（公社）日本補綴歯科学会「保険診療におけるCAD/CAM冠の診療指針」

禁忌事項

形成用バー
支台歯形成には、マニーダイヤバー（マニー株式会社）を推奨します。

J マージン

ショルダー

ナイフエッジアンダーカット

ラフマージングルーブ

テーパー 0度

先端が鋭利

歯冠長が短い（ジャンピングマージン）

3. サンドブラスト

TR-26

TR-26F TR-26EF

EX-21

EX-21F

EX-21EF TC-11

マニーダイヤバー
一般医療機器 歯科用ダイヤモンドバー
医療機器届出番号：09B1X00006002010［製造販売元］
マニー株式会社 〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8番3

プライマー不要！
試 適 後サンドブラスト ※ 、超 音 波 洗 浄（２分 ）

4.

接 着

※ サンドブラスト処理後に指摘した場合には、リン酸エッチング材等を添付文書にしたがって処理し（リン酸エッチング5秒間処理）、水洗・乾燥を行います。
※ セラミックス処理剤を添付文書に従い適用することで内面処理加算が可能です。

接 着乾燥（弱〜中圧）
バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥。

5. 完 成写真提供： 東京医科歯科大学 高垣智博 先生① ボンド塗布② 乾燥（５秒以上）③ セメント塗布・装着④ 光照射（1〜２秒）
・余剰セメント除去⑤ 光照射（10秒 ※ ）、または化学硬化（5分：37℃）※ ボンドの影響で光照射時間は短くなりますのでご注意ください。

※ 光を透過する補綴装置のケースで、光量800〜1400ｍW/cm²のLED照射器を使用した場合。

乾 燥

わり！
もっとこだ

クラレノリタケデンタル 製 品
支 台 歯にもこだわり！

「クリアフィル DCコア オートミックス ONE 」

C A D/C A Mレジ ン冠 にはレジ ンコアがベスト！

支台築造に「クリアフィル DCコア オートミックス ONE 」と「 クリアフィル ADファイバーポスト」を併用することでより光透過性が表現できます。

ファイバーポスト

鋳造金属コア＋

レジンコア

○クラウン
：ノリタケ カタナ ジルコニア（UTML）○ファイバーポスト：クリアフィル AD ファイバーポスト○レジンコア：クリアフィル DCコア オートミックス ONE（ホワイト）○鋳造金属コア ：ノリタケ P-60※

クリアフィル DCコア オートミックス ONE

選 べる！「 SA ルーティング M ulti 」

オートミックス

高いコストパ フォーマンスと使いやすさを 継 承

オートミックス 大 好き！

ハンドミックス

そんな 方に …

2種類のチップが選べるオートミックス
CAD/CAM冠だけでなくロングスパンブリッジにも使いやすい！
一人での施術もオートミックスがお助け！

CAD/CA M 冠を始めたい！
そんな 方に …

コスパが良好！
プライマー不要でシラン処理できる！
研磨性の高い「カタナ アベンシア ブロック」と一緒にお使いください！

根管内へ の填入 も[ 使用回数 ]インレー 約 120 回
クラウン 約 60 回

SAルーティングといえばラクラク♪

もっと高 接着！もっと美しく！

※ 管理医療機器 歯科メタルセラミックス修復用貴金属材料
医療認証番号：223AFBZX00172000

クリアフィル ADファイバーポスト○ 練和紙 1目盛りがクラウン1歯分相当

安定の コスパ！

ラミネートベ ニアやジルコニア 、「 パナビア V5 」

セラミックインレー 等に最 適！

高接着

高審美

当社従来品を凌駕！接着ブリッジ、ポスト、コアの接着等、高い接着力が求められる用途にもお使い頂けます。

当社独自の アミンフリー の化学重合触媒導入！
優れた色調安定性を実現！

トライイン
ペースト
で試適

■ 歯質への接着強さ（牛歯、引張、化学重合）
（MPa）

エナメル質

2520

象牙質度

ブリーチ

遮度

ユニバーサル

パナビア
F2.0

パナビア
F2.0

測定条件：牛歯#1000研磨面、被着面積3mmφ、化学硬化37℃水中に1日浸漬後、測定

オペーク

厚さ：0.25mm

当社従来製品

肉眼での検出限界に近い

5501510

彩性蔽10（⊿E*）

クリア象牙質接着力!!

15■ 硬化物の色調安定性性

明

透

色調変化

3倍の明

ブラウン

017142128 水中浸漬期間（日）測定条件：厚さ0.25mm、70℃水中浸漬後、白背景で測定測定装置：オートグラフ AG-100kN（島津製作所）
クロスヘッドスピード：2mm/min

測定装置： 分光色差計 SE6000（日本電色）、光源：D65/2

クラレノリタケデンタル（株）
測定：条件により数値は異なります。

クラレノリタケデンタル（株）
測定：条件により数値は異なります。

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント
医療機器認証番号：230ABBZX00096000

オートミックス
セット品
ペースト単品管理医療機器 歯科用象牙質接着材

ハンドミックス

ユニバーサル バリューキット

医療機器認証番号：228ABBZX00065000

ユニバーサル バリューキット

セット品

ユニバーサル / ホワイト / トランスルーセント（歯科セラミックス用接着材料）（歯科金属用接着材料）（歯科用知覚過敏抑制材料）

ペースト単品

ユニバーサル / ホワイト / トランスルーセント

単品

ボンド（5.6mL）

ユニバーサル用
管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料

色見本

医療機器認証番号：226AFBZX00116000
単品

切削加工用レジン…５個／箱A2 LT

12：A2 LT、A3 LT、A3.5 LT

A3 LT

A3 OP

A3.5 LT

12：A3 OP

14L：A2 LT、A3 LT、A3.5 LT

ブロック

14L：A3 OP

ブロック

金属製台座
切欠き

形状・色調

（単位：mm）

種別

abc

1210121514L

14.5 14.518

色調b

金属製台座

A2 LT、A3 LT、A3.5 LT、A3 OP

ac※使用に際しては金属製台座形状と使用する機器の適合性をご確認ください。

材料の名称及びロット番号を記載したシールが付属します。
（5組／箱）

色見本

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料

医療機器認証番号：229AFBZX00091000
単品
CAD/CAM冠

大臼歯修復に対応

切削加工用レジン…５個／箱

12：A2 LT、A3 LT、A3.5 LT

A2 LT

14：A2 LT、A3 LT、A3.5 LT

A3 LTブロック

A3.5 LTブロック

金属製台座
切欠き

形状・色調

（単位：mm）

種別abc

1210121514121418

色調
A2 LT、A3 LT、A3.5 LT

材料の名称及びロット番号を記載したシールが付属します。
（5組／箱）

管理医療機器 歯科用支台築造材料
医療機器認証番号：223ABBZX00086000

管理医療機器 歯科根管用ポスト成形品
医療機器認証番号：228ABBZX00058000

単品

単品

デンチン／ ホワイト

No.3、No.4、No.5、No.6 各10本b

金属製台座

ac

※使用に際しては金属製台座形状と使用する機器の適合性をご確認ください。

管理医療機器 歯科用セメントキット
医療機器認証番号：226ABBZX00106000
セット品

スターターキット（ユニバーサル）● 出典のない測定データはクラレノリタケデンタル株式会社によるものです。 ● 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。 ● ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。
● 仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

製品・各種技術に関するお問い合わせ
クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

クラレノリタケデンタル公式アプリ

ホームページ

月曜 〜 金曜 10：00 〜17：00
連絡先〒100- 0004 東京都千代田区大手町1-1 - 3（ 大手センタービル ）フリーダイヤル：0120-330- 922
製造販売元〒959- 2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

販売元〒564 -8650 大阪府吹田市垂水町 3- 33-18 TEL.（06）6380 -2525〒110 - 8513 東京都台東区上野2-11-15
TEL.（03）3834 - 6161
お客様相談センター：0800-222- 8020
http://www.dental-plaza.com

・「アベンシア」、「クリアフィル」、「SA ルーティング」、「オートミックス」
及び「パナビア」
は株式会社クラレの登録商標です。
・「KATANA」
及び「カタナ｣は株式会社ノリタケカンパニーリミテドの登録商標です。

サポート OS バージョン iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上
T - 757

02／2019