RA3100

File Converter
取扱説明書

1WMPD4004499D

注意(1) ご使用中に異常が起きた場合は、直ちに電源を切ってください。
異常の原因がどうしてもわからないときは、ご購入先または巻末に記載のお問い合わせ窓口・営
業所にご連絡ください。
(2) 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
(3) この取扱説明書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。株式会社エー・アンド・
デイの書面による許可なく、複製・改変・翻訳を行うことはできません。本書の内容の一部、または全部の無断複製は禁止されています。
(4) 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れ、ご意見などお気づきの点がございましたら、お手数ですがご連絡ください。
(5) 株式会社エー・アンド・デイでは、本機の運用を理由とする損失、逸失利益及び、本製品の欠陥により発生する直接、間接、特別または、必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性があると告知された場合でも、一切の責任を負いません。また、第三者からなされる権利の主張に対する責任も負いません。同時にデータの損失の責任を一切負いません。(4)項にかかわらずいかなる責任も負いかねます。
2021 株式会社 エー・アンド・デイ
オムニエース及び、omniace は株式会社エー・アンド・デイの登録商標です。
Microsoft および Windows10、.NET Framework、Visual C++は、米国 Microsoft Corporation の米国
およびその他の国における登録商標または、商標です。
Intel、Intel Core はアメリカ合衆国および／またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
本書に記載されている商品名および社名は日本国内または他の国における各社の商標または登録商標です。

はじめに

はじめに
本ソフトウエア“File Converter”は、弊社データアクイジション装置
オムニエース RA3100 から外部メディアへエクスポートされた記録
データを PC 上で CSV または ASAM MDF(Ver4.1)ファイルに変換するソフトウエアです。

RA3100

本書の記号
本取扱説明書で使用している表記、記号には、以下のような意味があります。

Note

この内容を無視して取扱いを誤った場合、変換済みのファイルを上書きされる可能性が想定される事項または、定上の制約や補足説明が書かれています。
参照頁を表します。
タップは、画面に表示されたキー等を指先で軽くタッチする動作です。
例

__

キー
キー

[ ] 画面

画面キーの選択や設定などに使います。

囲んだ文字は、操作パネル部にあるキーを表します。
例

OK キー
で囲んである文字は、画面に表示されているタッチパネルキーを表します。

例

CH

キー

[ ]で囲んである文字は、画面の項目の文字を表します。
例[メイン] 画面

目次

目次
はじめに............................................................................................................................................................. 1
本書の記号 ...................................................................................................................................................... 1
目次 .................................................................................................................................................................... 4
環境 .................................................................................................................................................... 6
システム要件 ................................................................................................................................. 6
インストールとセットアップ ........................................................................................................ 6
ZIP ファイル ............................................................................................................................. 6
ZIP ファイルの解凍方法 ........................................................................................................... 7
Microsoft Visual C++ Redistributable のインストール ............................................................. 8
機能 .................................................................................................................................................. 10
間引き処理 ................................................................................................................................... 10
データ範囲切出し処理 ................................................................................................................. 10
データ結合処理 ............................................................................................................................ 12
アナログチャネル(Normal、P-P)のデータ結合 ...................................................................... 13
ロジックチャネル(Normal、P-P)のデータ結合 ...................................................................... 13
Status(Trigger、Mark)のデータ結合 ....................................................................................... 14
Windows 禁則文字置換 ................................................................................................................ 14
使用方法 ........................................................................................................................................... 15
操作の流れ ................................................................................................................................... 15
RA3100 から USB メモリに記録データをコピーする ................................................................ 15
RA3100 本体 ........................................................................................................................... 16
USB メモリの記録データを Windows PC にコピーする ............................................................ 16
ソフトウェアを起動する ............................................................................................................. 17
各種設定とファイル変換を実行する ........................................................................................... 18
記録フォルダ選択

ボタン .................................................................................................... 18

リスト更新

ボタン ............................................................................................................... 18

すべて選択

ボタンと すべて解除

ボタン ......................................................................... 19

記録リスト表示と変換する記録データの設定 ........................................................................ 19
設定

ボタン（[設定]画面を開く） ........................................................................................ 21

外部サンプリング設定 ............................................................................................................ 24
変換

ボタン .......................................................................................................................... 25

終了

ボタン .......................................................................................................................... 26

CSV ファイルフォーマット ............................................................................................................. 27
出力フォーマット ........................................................................................................................ 27
記録情報（[Record Info] カテゴリ） .......................................................................................... 27
出力例 ..................................................................................................................................... 27
チャネル情報（[CH Info]カテゴリ） ........................................................................................... 28
モジュール固有情報 ................................................................................................................ 29
データ部（[DATA] カテゴリ） .................................................................................................... 37
出力されるデータ構成 ............................................................................................................ 38
データの種類とデータの並び順.............................................................................................. 38
記録データ名称（最初の行） ................................................................................................. 41
記録データの出力フォーマット.............................................................................................. 444

目次
MDF ファイルフォーマット............................................................................................................. 45
特徴 .............................................................................................................................................. 45
MDF と RA3100 記録データの関係 ............................................................................................. 45
変換データ .............................................................................................................................. 45
cg_tx_acq_name（記録名称） ............................................................................................... 45
cg_md_comment（記録名称のコメント） ............................................................................. 46
cn_tx_name（X 軸データの名称） ......................................................................................... 46
cn_md_unit（X 軸データの単位名称） .................................................................................. 46
cn_sync_type（X 軸のデータタイプ）................................................................................... 46
cn_tx_name（チャネルデータの名称） ................................................................................. 46
cn_md_unit（チャネルデータの単位名称） ........................................................................... 46
cn_md_comment（チャネルデータのコメント） .................................................................. 47
cc_tx_name（チャネルデータ物理値の名称） ...................................................................... 47
cc_unit_name（チャネルデータ物理値の単位名称） ............................................................ 47
cc_md_comment（チャネルデータ物理値のコメント） .......................................................47
cc_val[0]（チャネルデータの物理量変換オフセット）..........................................................47
cc_val[1]（チャネルデータの物理量変換ゲイン） ................................................................. 47

5

1.環境 － 1.1.システム要件

環境
システム要件とインストール手順について説明します。

システム要件項目

内容
Windows 10 x86（32bit） / x64（64bit）日本語版（Ver1507 以降）

OS.NET Framework 4.6 以上

CPUIntel Core i

Memory4GB（32bit 版）、8GB 以上（64bit 版）

Display

解像度 1366×768 以上

シリーズ

インストールとセットアップ
ZIP ファイルを解凍すると以下のファイルとフォルダが作成されます。RA3100_File_Converter（ルートフォルダ）以下のファイルとフォルダを任意の場所にコピーしてください。
また「1.2.3. Microsoft Visual C++ Redistributable のインストール」を行ってください。
実行ファイルのショートカットをディスクトップなどに貼り付けると便利です。
ZIP ファイルは弊社ホームページよりダウンロードしてください。
日本：https://www.aandd.co.jp/support/soft_download/industrial.html
海外：https://www.aandd.jp/support/industrial/soft_download.html

ZIP ファイル
VC_redist.x86.exe（Microsoft Visual C++ Redistributable）
RA3100_File_Converter （ルートフォルダ）├ RA3100_File_Converter.exe├ RA3100_File_Converter.exe.config├ AND_MDF4Writer.dll├ def （定義ファイルフォルダ）
その他 5 つの言語フォルダがあります。

6

1.環境 － 1.2.インストールとセットアップ

ZIP ファイルの解凍方法
Windows10 標準ソフトまたはお手持ちの圧縮・解凍ソフトでファイルを解凍します。
Windows10 標準ソフトの場合は以下の手順で解凍します。
エクスプローラの ZIP ファイルに対し、マウス右クリックメニューの「すべて展開」を選択します。

「圧縮(ZIP 形式)フォルダーの展開」画面が開きます。

上図の赤枠にパスを入力するか、「参照」ボタンで展開先を指定してください。

7

1.環境 － 1.2.インストールとセットアップ「展開」ボタンで展開されます。

Microsoft Visual C++ Redistributable のインストール「VC_redist.x86.exe」ファイルをダブルクリックします。
EXE ファイルは ZIP ファイルに含まれています。
「1.2.1. ZIP ファイル」、「1.2.2. ZIP ファイルの解凍方法」を参照してください。

「ライセンス条項および使用条件に同意する」にチェックを入れ、「インストール」ボタンをクリックします。

プログラムのインストールが開始されます。完了するまでしばらくお待ちください。

8

1.環境 － 1.2.インストールとセットアップ
最後に「閉じる」ボタンをクリックし、インストール作業は終了です。

9

2.機能 － 2.1.間引き処理機能
RA3100 の記録データファイル（専用 Binary）を CSV ファイル（Text）または ASAM MDF(Ver4.1)に変換します。
1 回の変換実行指示で指定した複数の記録フォルダにある複数のデータファイルに対し変換処理します。記録した全てのデータではなく、切出し範囲を指定することや間引き処理、PRINTER または SSD
記録と MEMORY 記録データの結合ができます。

間引き処理「PRINTER・SSD・MEMORY 開始ポイント」「PRINTER・SSD・MEMORY 終了ポイント」「PRINTER・SSD・MEMORY 間引き係数」設定から間引きポイントが決まります。
設定や操作については「3. 使用方法」を参照してください。

Status(Trigger、Mark)も単純間引きされるため、トリガ発生ポイントが出力されないことがあります。
また本処理ではアンチエリアシングフィルタリングを行いません。
下表は間引き処理の例です。×のセルは変換ファイルに出力されません。
間引き係数 1

測定値
開始ポイント

終了ポイント間引き係数 3

1

1

1

2

2

×

3

3

×

4

4

4

5

5

×

6

6

×

7

7

7

8

8

×

データ範囲切出し処理
RA3100 のプリンタ記録、SSD 記録は長時間記録を行うと自動的に複数のファイルに分割保存されます
が、複数ファイルを跨いだ場合でも記録開始からの開始ポイント、終了ポイントで範囲を指定できます。

PRINTER 記録
終了ポイント（設定）

開始ポイント（設定）

切出し範囲

P1.binPn.binP2.binPn+1.bin

ファイルに出力する範囲
102.機能 － 2.2.データ範囲切出し処理

SSD 記録終了ポイント（設定）

開始ポイント（設定）

切出し範囲

Sn+1.binSn.binS2.binS1.binMEMORY 記録
メモリ記録の場合、ブロック分割ごとにファイルが作成されます。

終了ポイント（設定）

開始ポイント（設定）

切出し範囲

M1.binM2.binM199.bin
M200.bin

異なる記録時間の記録フォルダを複製指定した場合の切出し範囲について
下図は PRINTER の例ですが、SSD、MEMORY も同様です。
終了ポイント（設定）

開始ポイント（設定）

切出し範囲

試験1

試験2

試験3

P1.binP2.binP1.binPn.binP2.bin

記録データなし（CSVヘッダのみ出力されます。）

11

Pn+1.bin

2.機能 － 2.3.データ結合処理

データ結合処理
MEMORY 記録と SSD 記録または PRINTER 記録を結合し 1 つのチャネルデータとする機能です。
データ結合する記録ファイルが片方しかない場合、（データ結合しない）通常の変換となります。
間引き処理後にデータ結合します。
最も単純なアナログチャネルデータで図示します。

捨てるデータアナログデータのサンプルです。（変換範囲を 0～10 かつ SSD+MEMORY データ結合とした場合、）上部の波形はファイル変換後の結合データ、中部は SSD 記録データ、下部は MEMORY 記録データです。SSD 記録（Mormal）の場合、捨てるデータは MEMORY 記録のデータと同じ値となります。

12

2.機能 － 2.3.データ結合処理

アナログチャネル(Normal、P-P)のデータ結合
SSD記録

PRINTER記録(Min) PRINTER記録(Max) MEMORY記録
1
0.5
1.5
2
1.5
2.5
3
2.5
3.5
4
3.5
4.5
5
4.5
5.5
6
5.5
6.5
7
6.5
7.5
8
7.5
8.5
9
8.5
9.5
10
9.5
10.5
11
10.5
11.5
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.4
13.4
12
13
12.5
13.5
14
13.5
14.5
15
14.5
15.5
16
15.5
16.5
17
16.5
17.5
18
17.5
18.5
19
18.5
19.5

Time

SSD記録

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
13
14
15
16
17
18
19

PRINTER記録(Min) PRINTER記録(Max)
0.5
1.5
1.5
2.5
2.5
3.5
3.5
4.5
4.5
5.5
5.5
6.5
6.5
7.5
7.5
8.5
8.5
9.5
9.5
10.5
11
11
11.1
11.1
11.2
11.2
11.3
11.3
11.4
11.4
11.5
11.5
11.6
11.6
11.7
11.7
11.8
11.8
11.9
11.9
12
12
12.5
13.5
13.5
14.5
14.5
15.5
15.5
16.5
16.5
17.5
17.5
18.5
18.5
19.5

アナログチャネルデータ
16
15
14
13

SSD記録

12

PRINTER記録(Min)11

PRINTER記録(Max)

10
9
8

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Normal と P-P（Min、Max）のマージのイメージ図です。P-P の場合は Min と Max の両方に同じ
MEMORY 記録データをデータ結合します。

ロジックチャネル(Normal、P-P)のデータ結合
SSD記録

PRINTER記録
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
0

PRINTER記録(Flag) MEMORY記録
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

Time
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

SSD記録

PRINTER記録
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0

PRINTER記録(Flag)
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
1
0
0
0
0
0
0

ロジックチャネルデータ
1.5
1
0.5
0
-0.5

SSD記録
PRINTER記録
0.6

0.8

1

1.2

1.4

PRINTER記録(Flag)

-1
-1.5

Normal と P-P（Level、Flag）のマージのイメージ図です。P-P の場合は Level に MEMORY 記録の値をコピーし、Flag は-1（不定の意味）となります。

13

2.機能 － 2.4.Windows 禁則文字置換

Status(Trigger、Mark)のデータ結合
Trigger

MEMORY記録(Trigger)

Mark
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
1
0
0

Time

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

1
0
0
0
1
0
0
0

Trigger(MEMORY記
録のﾄﾘｶﾞを出力）

Trigger

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0

Mark
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
1
0
0
0

Statusデータ
1.5
1
Trigger

0.5
0

0.6

0.8

1

1.2

1.4

-0.5

Trigger(MEMORY記録のﾄﾘｶﾞを出力）
Mark

-1
-1.5

Trigger 発生時は値が 1、それ以外は 0 となります。
PRINTER、SSD、MEMORY 記録データにはトリガ発生データが各々記録されています。
記録されている SSD 記録（PRINTER 記録）データと MEMORY 記録データのサンプリング速度が異なると、記録されている Status(Trigger)の発生時刻が異なります。速いサンプリング速度のトリガデー
タは遅いサンプルデータの間となることがあります。
どちらを出力するかは設定で切り替えることができます。
MEMORY 記録には Mark データがないため、すべて-1（不定の意味）となります。

Windows 禁則文字置換
RA3100 の記録名称に半角文字「/ ? < > ¥ : * | "」の Windows 禁則文字が含まれている場合、設定画面「3.5.5.

設定

ボタン（[設定]画面を開く）」の「禁則文字の置換文字」設定の文字に置換されます。

＜文字置換＞
設定

置換文字

全角

UTF-8 全角文字（下表の＜全角文字置換＞）

Space

半角空白文字Delete

禁則文字削除＜全角文字置換＞
禁則文字

UTF-8 全角文字

UTF-8 コード/／EF BC 8F?

？

EF BC 9F<＜

EF BC 9C>＞

EF BC 9E¥￥

EF BF A5:：

EF BC 9A*＊

EF BC 8A|｜

EF BD 9C"＂

EF BC 8214

3.使用方法 － 3.1.操作の流れ

使用方法
操作の流れ
概要

参照先

操作① 指定した記録フォルダを専用操作画面でUSB メモリまたは SD メモ 「3.2. RA3100 から USB メモリ
リカードにコピーします。

に記録データをコピーする」

操作② オペレータは USB メモリまたはSD メモリカードを Windows PC に 「3.3. USB メモリの記録データ
挿し、エクスプローラ上で RA3100 フォルダを手動コピーします。

を Windows PC にコピーする」

またはコピーせずに USB メモリのまま変換実行しても良いです。
操作③ 本ソフトウェアを起動し、各種設定操作をします。

「3.4. ソフトウェアを起動する」

操作④ 変換実行します。変換後のファイルはオペレータが指定した出力先ル 「3.5. 各種設定とフィアル変換
ートフォルダに記録フォルダ+記録日時の名称でサブフォルダを作成 を実行する」
され、全てがそこに出力されます。

RA3100 から USB メモリに記録データをコピーする
外部メディア（SD メモリカード、USB メモリ等）を｢3.2.1. RA3100 本体｣に接続します。
[記録管理] 画面右下の【インポート・エクスポート】キーをタップするとインポート／エクスポート先の外部メディ
ア選択ダイアログが表示されますので、対象とする外部メ
ディアを選択してください。
【OK】キーをタップすると画面は、[インポート／エクスポート] 画面に切替わります。
内蔵 SSD の記録データリスト
外部メディアの記録データリスト

バックアップするデータを✔(チェック)する
バックアップするデータの選択欄に✔(チェック)を入れ、中央の【エクスポート】キーをタップすると記録データのエクスポートが行えます。
15

3.使用方法 － 3.3.USB メモリの記録データを Windows PC にコピーする

RA3100 本体
正面
SD カードスロット
USB

USB

右側面

USB メモリの記録データを Windows PC にコピーする｢3.2. RA3100 から USB メモリに記録データをコピーする｣にてコピーした USB メモリまたは SD カー
ドを Windows PC に接続してください。
USB メモリまたは SD カードにある「RA3100」フォルダすべてをエクスプローラ上でローカルディス
クにコピーしてください。

ドラッグ＆ドロップ16

3.使用方法 － 3.4.ソフトウェアを起動する

ソフトウェアを起動する｢1.2. インストールとセットアップ｣にてコピーした「RA3100_File_Converter.exe」アイコンをダブルクリックしてください。

[メイン] 画面が開きます。記録フォルダが選択されていない場合（初回）、「選択したフォルダにRecord サブフォルダがありません。
」ダイアログが表示されます。 OK

17

ボタンを押下してください。

3.使用方法 － 3.5.各種設定とファイル変換を実行する

各種設定とファイル変換を実行する
記録フォルダ選択
記録フォルダ選択

ボタン

ボタンを押下するとフォルダに選択ダイアログが開きます。

RA3100 フォルダを選択し、 OK

ボタンを押下します。 記録フォルダ選択

ボタンの下部に選択されたパスが表示され、Record サブフォルダ内の記録データの名称や日時がリスト表示されます。

リスト更新

ボタン

エクスプローラ上で記録フォルダの追加や削除後にリスト更新

ボタンを押下するとリスト表示が更新されます。
下画像は「202105030123560001」フォルダ（記録名称“xxxx_Test3”）追加後の結果です。

18

3.使用方法 － 3.5.各種設定とファイル変換を実行する

すべて選択
すべて選択

ボタンと すべて解除

ボタン

ボタンを押下すると変換にチェックされ、 すべて解除

ボタンでチェックが外れます。

記録リスト表示と変換する記録データの設定

変換[メイン] 画面の変換

ボタン押下時に、本チェックボックスにチェックされたすべてが処理の対象です。

記録名称表示RA3100 での記録時に設定された記録名称（下画像の赤枠）が表示されます。
ただし、Windows 禁則文字が含まれている場合は「Windows 禁則文字置換」の記録名称となります。

記録日時表示
記録した日時が表示されます。データ選択支援を目的とした表示機能です。

19

3.使用方法 － 3.5.各種設定とファイル変換を実行する

記録データ数PRINTER、SSD、MEMORY の記録された点数を表示します。0 は記録設定を OFF にしています。

ファイル数
MEMORY のファイル数（ブロック数）です。分子が記録済み、分母が最大記録ブロック数設定です。

20

3.使用方法 － 3.5.各種設定とファイル変換を実行する

設定
設定

ボタン（[設定]画面を開く）

ボタンを押下すると、[設定] 画面が開きます。その時、[メイン] 画面の記録リストで選択したものが [設定] 画面の「記録名称」コンボボックスに設定されます。

OK

ボタン

[設定] 画面が閉じ、設定値を保持します。

Cancelボタン[設定] 画面が閉じ、変更された設定値を破棄します。

外部サンプリング設定

ボタン

外部サンプリング設定画面を開きます。
「3.5.6. 外部サンプリング設定」を参照してください。

記録名称[メイン] 画面の記録リストの表示すべてがコンボボックスの選択肢です。記録名称を切替えると記録日時、
記録データ数、サンプリング周期、切出し時間と出力データ数、MemoryBlock 数情報が更新されます。

21

3.使用方法 － 3.5.各種設定とファイル変換を実行する

出力ファイルフォーマット
CSV、MDF から選択します。MDF は ASAM MDF version4.1 です。

ヘッダ出力「出力ファイルフォーマット」が「CSV」の場合、「ヘッダ出力」チェックボックスが表示されます。チェ
ックあり（ヘッダ出力あり）の場合、記録条件、モジュール設定条件などがファイルに出力されます。
「4.1.
出力フォーマット」参照。

禁則文字の置換文字
CSV などのファイル名には RA3100 の記録名称が付きます。記録名称に Windows 禁則文字が含まれている
場合、それらの文字を選択した文字に置換します。
「2.4. RA3100 記録名称の Windows 禁則文字置換」を参照してください。

1 ファイルあたりの出力データ最大数
CSV ファイルに出力するデータ数（行数）の上限値を設定します。

区切り記号／小数点の記号
CSV ファイルで出力する場合、区切り記号および小数点の記号を設定します。

区切り記号
comma(,)
semicolon(;)

小数点の記号
period(.)
comma(,)

例
1.23456E+00,1.23456E+00
1,23456E+00;1,23456E+00

PRINTER・SSD・MEMORY チェックボックス
チェックが処理対象です。チェックされていても記録データが存在しなければファイルは変換されません。

PRINTER・SSD・MEMORY 開始ポイント
CSV ファイルに出力するデータの開始ポイントを設定します。ファイルに記録されている最初のポイントが 1 です。
22

3.使用方法 － 3.5.各種設定とファイル変換を実行する

PRINTER・SSD・MEMORY 終了ポイント
CSV ファイルに出力するデータの終了ポイントを設定します。

PRINTER・SSD・MEMORY 間引き係数
開始ポイントから終了ポイントまでのデータを設定値で間引きします。間引き係数 1 は、間引きしないことを意味します。
「2.1. 間引き処理」を参照してください。

MemoryBlockNo とトリガポイント
設定した MemoryBlockNo のトリガポイントが表示されます。

切出し時間と出力データ数表示（開始ポイントなど）の各ポイントの下部に時間が、切出し係数の下部に出力データ数が表示されます。

PRINTER + MEMORY データ結合チェックボックス
PRINTER データと MEMORY データをチェックが処理対象です。チェックされていても記録データが存在しなければファイルは変換されません。
「2.3. データ結合処理」を参照してください。

SSD + MEMORY データ結合チェックボックス
SSD データと MEMORY データをチェックが処理対象です。チェックされていても記録データが存在しなければファイルは変換されません。
「2.3. データ結合処理」を参照してください。

トリガ情報
データ結合時の出力するトリガ情報を「MEMORY」または「PRINTER/SSD」から選択します。
「MEMORY」は MEMORY 記録のトリガ情報から Status(Trigger)を生成し、「PRINTER/SSD」は
PRINTER 記録または SSD 記録の Status(Trigger/Mark)をファイルに出力します。

出力ファイルフォーマット
CSV、MDF から選択します。MDF は ASAM MDF version4.1 です。

23

3.使用方法 － 3.5.各種設定とファイル変換を実行する

外部サンプリング設定「設定」画面の外部サンプリング設定

ボタン押下時に、外部サンプリング設定画面が開きます。

本設定は外部サンプリングの X 軸データの出力値を時間や角度、距離に変換します。
「3.5.5.

設定

ボタン（[設定] 画面を開く）」を参照してください。

ΔX
サンプル間隔を設定します。外部サンプリングデータの場合に本設定から X データを生成し出力します。X
軸タイプが Index は無効です。

X 軸単位
単位名称を入力します。最大 10 文字。MDF の仕様は最大 8byte です。MDF 変換時は超えた文字を切り捨てます。
外部サンプリングデータの場合に本設定を出力します。X 軸タイプが Index は無効です。

X 軸タイプIndex、Time、Angle、Distance から選択します。外部サンプリングデータの場合に使用します。Index かつ
CSV の場合、信号名称が「Point」となります。

OK

ボタン

本画面が閉じ、設定値を保持します。

Cancelボタン

本画面が閉じ、変更された設定値を破棄します。

24

3.使用方法 － 3.5.各種設定とファイル変換を実行する

変換

ボタン

変換対象の記録データすべて（[メイン]画面の変換にチェックしたもの）に対し、「3.5.5.

設定

ボタン（[設定] 画面を開く）」の設定に従い、「2.2. データ範囲切出し処理」、「2.1. 間引き処理」を行い、ファイルを変換します。処理中は [プログレス] 画面（進捗状況インジケーター）が表示されます。
中断

ボタンの押下で処理を中断します。 OK

ボタンの押下で変換完了後のエクスプローラ（出力ファイルの親フォルダ）が開きます。

Note
出力先に同じ名称のフォルダが存在する場合、[ファイル上書き確認] 画面が表示されます。
OK ボタンの押下で上書きされます。復元はできません。

下画像の場合、3 つの記録データを変換対象としたものです。

[プログレス]画面

25

3.使用方法 － 3.5.各種設定とファイル変換を実行する

変換完了後のエクスプローラ

終了

ボタン

[メイン] 画面を閉じます。最後の設定値が設定ファイルに保存されます。この設定ファイルはWindows ログインユーザ毎です。

26

4.CSV ファイルフォーマット － 4.1.出力フォーマット

CSV ファイルフォーマット
出力フォーマット「ヘッダ出力」設定により出力フォーマットが異なります。「信号名称」と「記録データ」が出力されます。ヘッダありの場合、ヘッダが付加します。

ヘッダ
データ

ヘッダ出力あり

ヘッダ出力なし

記録情報（10 行固定）〇

×

チャネル情報（37 行固定）

〇

×

〇

〇

信号名称（1 行固定）
記録データ（行数はサンプル数）

記録情報（[Record Info] カテゴリ）
Index

記録情報

出力名称

出力値の例

1

コンピュータ名（工場出荷時に設定）

Name

RA3100-01

2

シリアル番号(工場出荷時に設定)

S/N

3600000

3記録したときのソフトウェアバージョン

VersionVer.1.1.0

4

記録名称

Record Title

xxxx_Test1

5

記録日時

Record Time

2021/05/01 15:44:38

6

MEMORY、SSD、PRINTER、SSD+MEMORY、 Record TypeMEMORYPRINTER+MEMORY
7サンプリング周期

Sampling

50ns

8

Normal または P-P

Data Type

Normal9

記録開始からのトリガ発生時間

TriggeredTime

20000ns

ただし PRINTER,SSD の場合は空白。

出力例[Record Info]Name,RA3100-01
S/N,3600000
Version,1.0.0
Record Title, xxxx_Test1
Record Time, 2021/05/01 15:44:38
Record Type,MEMORY
Sampling,50ns
Data Type,Normal
TriggeredTime,20000ns

27

4.CSV ファイルフォーマット － 4.3.チャネル情報（[CH Info]カテゴリ）

チャネル情報（[CH Info]カテゴリ）
1 スロットあたり 4ch 固定とし、合計 36 行*5 列のエリアに固定出力する。
形式："S1-CH1", タイプ, 信号名称, ON/OFF, モジュール（CH）固有情報
①

②

③

④

⑤

列番号 項目名

列番号①

Sm-CHnチャネル番号

m-：1～9（スロット番号）
n：1～4（チャネル番号）②

モジュールタイプ

例：RA30-101

③

信号名称

例：信号 1④

ActiveCh

OFF、ON（Active）⑤

モジュール(CH)固有情報

1 つのセルに出力存在しないチャネルの②～⑤は空白となります。

出力例[CH Info]
S1-CH1,RA30-101,SIG-AA,ON, [GAIN=1] [OFFSET=0] [WaveINV=ON] [RANGE=500V][COUPLING=DC] [L.P.F.=OFF] [A.A.F.=OFF]
S1-CH2,RA30-101,SIG-AB,OFF, [GAIN=1] [OFFSET=0] [WaveINV=ON] [RANGE=500V][COUPLING=DC] [L.P.F.=OFF] [A.A.F.=OFF]
S1-CH3,,,
S1-CH4,,,
S2-CH1,RA30-102,SIG-BA, OFF, [GAIN=1] [OFFSET=0] [WaveINV=ON] [RANGE=200V][COUPLING=DC] [L.P.F.=OFF]
S2-CH2,RA30-102,SIG-BB, ON, [GAIN=1] [OFFSET=0] [WaveINV=ON] [RANGE=200V][COUPLING=DC] [L.P.F.= 30Hz]
S2-CH3,RA30-102,, ON, [GAIN=1] [OFFSET=0] [WaveINV=ON] [RANGE=200V] [COUPLING=DC][L.P.F.= 30Hz]
S2-CH4,RA30-102,, ON, [GAIN=1] [OFFSET=0] [WaveINV=ON] [RANGE=200V] [COUPLING=DC][L.P.F.= 30Hz]
S3-CH1,RA30-103,SIG-AA,ON, [GAIN=1] [OFFSET=0] [WaveINV=ON] [RANGE=500V][COUPLING=DC] [L.P.F.=OFF]
S3-CH2,RA30-103,SIG-AB,OFF, [GAIN=1] [OFFSET=0] [WaveINV=ON] [RANGE=500V][COUPLING=DC] [L.P.F.=OFF]
S3-CH3,,,
S3-CH4,,,
S4-CH1, RA30-105,L1, ON,[FORM=VOLT] [THRESHOLD=2.5V]
S4-CH2, RA30-105,, OFF,[FORM=CONTACT] [THRESHOLD=5kOhm]
S4-CH3,,,OFF
S4-CH4,,,OFF
S5-CH1,RA30-106,SIG-AA,ON, [GAIN=1] [OFFSET=0] [WaveINV=ON] [TYPE=K] [RANGE=HIGH][UPDATE=NORMAL] [RJC=INT] [OpenDetect=OFF]28

4.CSV ファイルフォーマット － 4.3.チャネル情報（[CH Info]カテゴリ）
S5-CH2,RA30-106,SIG-AB,OFF, [GAIN=1] [OFFSET=0] [WaveINV=ON] [TYPE=K][RANGE=HIGH] [UPDATE=NORMAL] [RJC=INT] [OpenDetect=OFF]
S5-CH3,,,
S5-CH4,,,
S9-CH1,RA30-112,,OFF,[RESP=NORMAL] [LIMIT=LOW] [OSC=INT] [TRIG=START][TRIG/EXT.1=TRIG] [OSC/EXT.2=EXT.2] [EXT.1=---] [EXT.2=7]
S9-CH2,,,

S9-CH3,,,
S9-CH4,,,モジュール固有情報
製品番号

出力文字

RA30-101[物理値変換 Gain] [物理値変換 Offset] [波形反転] [測定レンジ] [入力結合] [ローパスフィルタ][アンチエイリアシングフィルタ]
例：[GAIN=1] [OFFSET=0] [WaveINV=ON] [RANGE=500V] [COUPLING=DC] [L.P.F.=OFF][A.A.F.=OFF]
GAIN[物理値変換]

物理値変換係数OFFSET[物理値変換]

RA30-102

WaveINV[波形反転]

ON、OFF

RANGE[測定レンジ]

100mV～500V（1-2-5step）

COUPLING[入力結合]

DC、GND、AC

L.P.F.[ローパスフィルタ]

3Hz、30Hz、300Hz、3kHz、OFF

A.A.F.[アンチエイリアシングフィルタ]

ON、OFF[物理値変換 Gain] [物理値変換 Offset] [波形反転] [測定レンジ] [入力結合] [ローパスフィルタ]
例：[GAIN=1] [OFFSET=0] [WaveINV=ON] [RANGE=200V] [COUPLING=DC] [L.P.F.=OFF]
GAIN[物理値変換]

物理値変換係数OFFSET[物理値変換]

RA30-103

WaveINV[波形反転]

ON、OFF

RANGE[測定レンジ]

1V～200V（1-2-5step）

COUPLING[入力結合]

DC、GND

L.P.F.[ローパスフィルタ]

3Hz、30Hz、300Hz、3kHz、OFF[物理値変換 Gain] [物理値変換 Offset] [波形反転] [測定レンジ] [入力結合] [ローパスフィルタ]
例：[GAIN=1] [OFFSET=0] [WaveINV=ON] [RANGE=200V] [COUPLING=DC] [L.P.F.=OFF]
GAIN[物理値変換]

物理値変換係数OFFSET[物理値変換]
WaveINV[波形反転]

ON、OFF

RANGE[測定レンジ]

100mV～500V（1-2-5step）

COUPLING[入力結合]

DC、GND、AC

L.P.F.[ローパスフィルタ]

5Hz、50kHz、500kHz、OFF29

4.CSV ファイルフォーマット － 4.3.チャネル情報（[CH Info]カテゴリ）
製品番号

出力文字

RA30-104[物理値変換 Gain] [物理値変換 Offset] [波形反転] [測定レンジ] [ブリッジ電源電圧] [入力結合][ローパスフィルタ]] [CAL 値]
例：[GAIN=1] [OFFSET=0] [WaveINV=ON] [RANGE=500µε] [B.V.=2Vrms][COUPLING=STRAIN] [L.P.F.=OFF] [CAL=0µε]
GAIN[物理値変換]

物理値変換係数OFFSET[物理値変換]
WaveINV[波形反転]

ON、OFF

RANGE[測定レンジ][B.V.=2Vrms の場合]
500、1000、2000、5000、10000、20000µε[B.V.=0.5Vrms の場合]
2000、4000、8000、20000、40000、80000µε

B.V. [ブリッジ電源電圧]

0.5Vrms、2Vrms

COUPLING[入力結合]

STRAIN、GND

L.P.F.[ローパスフィルタ]

10Hz、30Hz、100Hz、300Hz、OFF

CAL[CAL 値]

CAL 値

製品番号

出力文字

RA30-105[入力形式] [閾値]例：[FORM=VOLT] [THRESHOLD=2.5V]
FORM[入力形式]

VOLT、CONTACTTHRESHOLD[閾値]1.4V、2.5V、4.0V、2kOhm、5kOhm、9kOhm

RA30-105 の「4.3. チャネル情報（[CH Info]カテゴリ）」は CHA が CH1 に、CHB が CH2 に出力され
ます。
製品番号

出力文字

RA30-106[物理値変換 Gain] [物理値変換 Offset] [波形反転] [タイプ] [測定レンジ] [データ更新] [基準接点補償] [断線検出]
例：[GAIN=1] [OFFSET=0] [WaveINV=ON] [TYPE=K] [RANGE=HIGH] [UPDATE=NORMAL][RJC=INT] [OpenDetect=OFF]
GAIN[物理値変換]

物理値変換係数OFFSET[物理値変換]
WaveINV[波形反転]

ON、OFF

TYPE[タイプ]

K、E、J、T、N、R、S、B、C、Pt100/0.5mA、Pt100/1mA、Pt1000/0.1mA

RANGE[測定レンジ]

LOW、MIDDLE、HIGH

UPDATE[データ更新]

LOW、NORMAL、HIGH

RJC[基準接点補償]

INT、EXTRTD の場合は空白。

OpenDetect[断線検出]

ON、OFF
RTD の場合は空白。

30

4.CSV ファイルフォーマット － 4.3.チャネル情報（[CH Info]カテゴリ）
製品番号

出力文字

RA30-107[物理値変換 Gain] [物理値変換 Offset] [波形反転] [測定レンジ] [入力結合] [ローパスフィルタ][測定モード] [応答速度]
例：[GAIN=1] [OFFSET=0] [WaveINV=ON] [RANGE=500V] [COUPLING=DC] [L.P.F.=OFF][MeasMode=DC] [RMS=---]GAIN[物理値変換]

物理値変換係数OFFSET[物理値変換]
WaveINV[波形反転]

ON、OFF

RANGE[測定レンジ][MeasMode=RMS の場合]
2Vrms～1000Vrms（1-2-5step）[MeasMode=DC の場合]
2V～1000V（1-2-5step）

COUPLING[入力結合]

GND、DC、AC

L.P.F.[ローパスフィルタ]

3Hz、30Hz、300Hz、3kHz、30kHz、OFF

MeasMode[測定モード]

DC、RMSRMS[応答速度][MeasMode=RMS の場合]
SLOW、MID、FAST[MeasMode=DC の場合]
---

製品番号

出力文字

RA30-108

CH3、CH4 の場合[物理値変換 Gain] [物理値変換 Offset] [測定モード] [測定レンジ] [入力結合] [ローパスフィルタ][しきい値] [ヒステリシス]
例：[GAIN=1] [OFFSET=0] [MeasMode=Voltage] [RANGE=500V] [COUPLING=DC][L.P.F.=OFF] [THRESHOLD=5V] [HYSTERESIS=1%]
GAIN[物理値変換]

物理値変換係数OFFSET[物理値変換]
MeasMode[測定モード]

Voltage

RANGE[測定レンジ]

1V～500V（1-2-5step）

COUPLING[入力結合]

GND、DC、AC

L.P.F.[ローパスフィルタ]

3Hz、30Hz、300Hz、3kHz、30kHz、OFF

THRESHOLD[しきい値]

しきい値（V）

HYSTERESIS[ヒステリシス]

1～10%

31

4.CSV ファイルフォーマット － 4.3.チャネル情報（[CH Info]カテゴリ）
製品番号

出力文字

RA30-108

CH1、CH2（測定モードが周期）の場合[物理値変換 Gain] [物理値変換 Offset] [測定モード] [測定レンジ] [スムージング] [平均処理] [応答速度]
例：[GAIN=1] [OFFSET=0] [MeasMode=Period] [RANGE=1ms] [Smoothing=OFF][PulseAve=4096] [RESP=0ms]
GAIN[物理値変換]

物理値変換係数OFFSET[物理値変換]
MeasMode[測定モード]

PeriodRANGE[測定レンジ]

1ms～100s（1-2-5step）

Smoothing[スムージング]

OFF またはスムージング数（ON の場合）

PulseAve[平均処理]OFF または平均パルス数（ON の場合）

RESP[応答速度]0～1000ms

製品番号

出力文字

RA30-108

CH1、CH2（測定モードが周波数）の場合[物理値変換 Gain] [物理値変換 Offset] [測定モード] [測定レンジ] [スムージング] [平均処理] [応答速度]
例：[GAIN=1] [OFFSET=0] [MeasMode=Frequency] [RANGE=200kHz] [Smoothing=OFF][PulseAve=4096] [RESP=0ms]
GAIN[物理値変換]

物理値変換係数OFFSET[物理値変換]
MeasMode[測定モード]

Frequency

RANGE[測定レンジ]

2Hz～200kHz（1-2-5step）

Smoothing[スムージング]

OFF またはスムージング数（ON の場合）

PulseAve[平均処理]OFF または平均パルス数（ON の場合）

RESP[応答速度]0～1000ms

製品番号

出力文字

RA30-108

CH1、CH2（測定モードが回転数）の場合[物理値変換 Gain] [物理値変換 Offset] [測定モード] [測定レンジ] [スムージング] [平均処理] [応答速度] [1 回転当たりのパルス数]
例：[GAIN=1] [OFFSET=0] [MeasMode=Rotation speed] [RANGE=200krpm] [Smoothing=OFF][PulseAve=4096] [RESP=0ms] [Pulse/rev=2]
GAIN[物理値変換]

物理値変換係数OFFSET[物理値変換]
MeasMode[測定モード]

Rotation speed

RANGE[測定レンジ]

10rpm～1000krpm（1-2-5step）

Smoothing[スムージング]

OFF またはスムージング数（ON の場合）

PulseAve[平均処理]OFF または平均パルス数（ON の場合）

RESP[応答速度]0～1000ms

Pulse/rev[1 回転当たりのパルス数]

1～100

32

4.CSV ファイルフォーマット － 4.3.チャネル情報（[CH Info]カテゴリ）
製品番号

出力文字

RA30-108

CH1、CH2（測定モードがパルス幅）の場合[物理値変換 Gain] [物理値変換 Offset] [測定モード] [測定レンジ] [スムージング] [平均処理] [応答速度] [パルス極性]
例：[GAIN=1] [OFFSET=0] [MeasMode=Pulse width] [RANGE=2ms] [Smoothing=OFF][PulseAve=4096] [RESP=0ms] [PulsePolarity=Positive]
GAIN[物理値変換]

物理値変換係数OFFSET[物理値変換]
MeasMode[測定モード]

Pulse width

RANGE[測定レンジ]

1ms～100s（1-2-5step）

Smoothing[スムージング]

OFF またはスムージング数（ON の場合）

PulseAve[平均処理]OFF または平均パルス数（ON の場合）

RESP[応答速度]0～1000ms

PulsePolarity[パルス極性]

Positive、Negative

製品番号

出力文字

RA30-108

CH1、CH2（測定モードが Duty 比）の場合[物理値変換 Gain] [物理値変換 Offset] [測定モード] [測定レンジ] [スムージング] [平均処理] [応答速度] [パルス極性]
例：[GAIN=1] [OFFSET=0] [MeasMode=Duty cycle] [RANGE=100%(20kHz)] [Smoothing=OFF][PulseAve=4096] [RESP=0ms] [PulsePolarity=Positive]
GAIN[物理値変換]

物理値変換係数OFFSET[物理値変換]
MeasMode[測定モード]

Duty cycle

RANGE[測定レンジ]

100%(20Hz)、100%(200Hz)、100%(2kHz)、
100%(20kHz)

Smoothing[スムージング]

OFF またはスムージング数（ON の場合）

PulseAve[平均処理]OFF または平均パルス数（ON の場合）

RESP[応答速度]0～1000ms

PulsePolarity[パルス極性]

Positive、Negative

製品番号

出力文字

RA30-108

CH1、CH2（測定モードが電源周波数）の場合[物理値変換 Gain] [物理値変換 Offset] [測定モード] [測定レンジ] [スムージング] [平均処理] [応答速度]
例：[GAIN=1] [OFFSET=0] [MeasMode=Power freq.] [RANGE=50Hz] [Smoothing=OFF][PulseAve=4096] [RESP=0ms]
GAIN[物理値変換]

物理値変換係数OFFSET[物理値変換]
MeasMode[測定モード]

Power freq.

RANGE[測定レンジ]

50Hz、60Hz、400Hz

Smoothing[スムージング]

OFF またはスムージング数（ON の場合）

PulseAve[平均処理]OFF または平均パルス数（ON の場合）

RESP[応答速度]0～1000ms

33

4.CSV ファイルフォーマット － 4.3.チャネル情報（[CH Info]カテゴリ）
製品番号

出力文字

RA30-108

CH1、CH2（測定モードが周波数偏差）の場合[物理値変換 Gain] [物理値変換 Offset] [測定モード] [測定レンジ] [スムージング] [平均処理] [応答速度] [中心周波数]
例：[GAIN=1] [OFFSET=0] [MeasMode=Freq. deviation] [RANGE=50%] [Smoothing=OFF][PulseAve=4096] [RESP=0ms] [CenterFreq=10000Hz]
GAIN[物理値変換]

物理値変換係数OFFSET[物理値変換]
MeasMode[測定モード]

Freq. deviation

RANGE[測定レンジ]

20Hz～20kHz（1-2-5step）

Smoothing[スムージング]

OFF またはスムージング数（ON の場合）

PulseAve[平均処理]OFF または平均パルス数（ON の場合）

RESP[応答速度]0～1000ms

CenterFreq[中心周波数]6.6～13200Hz

製品番号

出力文字

RA30-108

CH1、CH2（測定モードがパルスカウント）の場合[物理値変換 Gain] [物理値変換 Offset] [測定モード] [測定レンジ] [応答速度] [パルス極性] [ゲート時間]
例：[GAIN=1] [OFFSET=0] [MeasMode=Pulse count] [RANGE=40000] [RESP=0ms][PulsePolarity=Positive] [GateTime=200ms]
GAIN[物理値変換]

物理値変換係数OFFSET[物理値変換]
MeasMode[測定モード]

Pulse count

RANGE[測定レンジ]

40000

RESP[応答速度]0～1000ms

PulsePolarity[パルス極性]

Positive、Negative

GateTime[ゲート時間]

200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、30s、60s

製品番号

出力文字

RA30-108

CH1、CH2（測定モードがパルス積算）の場合[物理値変換 Gain] [物理値変換 Offset] [測定モード] [測定レンジ] [応答速度] [パルス極性] [パルスカウンタリスタート]
例：[GAIN=1] [OFFSET=0] [MeasMode=Pulse integ.] [RANGE=500k] [RESP=0ms][PulsePolarity=Positive] [PulseCountRestart=Start&Over]GAIN[物理値変換]

物理値変換係数OFFSET[物理値変換]
MeasMode[測定モード]

Pulse integ.

RANGE[測定レンジ]

500k

RESP[応答速度]0～1000ms

PulsePolarity[パルス極性]

Positive、Negative

PulseCountRestart[パルスカウンタリスタート]

OFF、Start、Over、Start&Over

34

4.CSV ファイルフォーマット － 4.3.チャネル情報（[CH Info]カテゴリ）
製品番号

出力文字

RA30-109[物理値変換 Gain] [物理値変換 Offset] [波形反転] [測定モード] [測定レンジ] [入力結合] [ローパスフィルタ] [アンチエイリアシングフィルタ] [センサ] [センサ感度] [利得] [演算モード]
例：[GAIN=1] [OFFSET=0] [WaveINV=ON] [MeasMode=ACCL] [RANGE=50km/s²][COUPLING=AC] [L.P.F.=OFF] [A.A.F.=OFF] [Senser=Preamp] [Sensitivity=10mV/(m/s²)][ChargeConvGain=---] [CalcMode=RMS(FAST)]
GAIN[物理値変換]

物理値変換係数OFFSET[物理値変換]
WaveINV[波形反転]

ON、OFF

MeasMode[測定モード]---、ACCL、VELO、DISP---： OFF の場合
RANGE[測定レンジ][MeasMode=ACCL の場合]
1m/s²～50km/s²（1-2-5step）[MeasMode=VELO の場合]
10mm/s～500m/s（1-2-5step）[MeasMode=DISP の場合]
100µm～5m（1-2-5step）

COUPLING[入力結合]

GND、AC

L.P.F.[ローパスフィルタ]

20Hz、200Hz、2kHz、20kHz、OFF

A.A.F.[アンチエイリアシングフィルタ]

ON、OFF

Senser[センサ]Preamp、ChargeConv

Sensitivity[センサ感度][Senser=Preamp の場合]
mV/(m/s²)[Senser=ChargeConv の場合]
pC/(m/s²)

ChargeConvGain[チャージコンバータ利得][Senser=Preamp の場合]---

[Senser=ChargeConv の場合]
0.1mV/pC、1mV/pC、10mV/pC
CalcMode[演算モード]

OFF、Envelope、RMS(SLOW)、RMS(MID)、
RMS(FAST)

35

4.CSV ファイルフォーマット － 4.3.チャネル情報（[CH Info]カテゴリ）
製品番号

出力文字

RA30-112[応答速度] [外部サンプリング制限周期] [OSC] [TRIG] [TRIG/EXT.1] [OSC/EXT.2] [EXT.1][EXT.2]
例：[RESP=NORMAL] [LIMIT=LOW] [OSC=INT] [TRIG=START] [TRIG/EXT.1=TRIG][OSC/EXT.2=EXT.2] [EXT.1=---] [EXT.2=7]
RESP[応答速度]

LOW、NORMAL、HIGH

LIMIT

LOW、HIGH[外部サンプリング制限周期]
OSC

INT、EXT

TRIG

OFF、START、MEMORY

TRIG/EXT.1

TRIG、EXT.1

OSC/EXT.2

OSC、EXT.2

EXT.1[TRIG/EXT.1 が EXT.1 の場合]、[OSC/EXT.2 が EXT.2 の場合]

EXT.2

ビット単位の論理和を 10 進数で出力します。
Bit2：オーバーレンジ ON/OFF
Bit1：プリンタエラーON/OFF
Bit0：システムエラーON/OFF[TRIG/EXT.1 が TRIG の場合]、[OSC/EXT.2 が OSC の場合]---

RA30-112 の「4.3. チャネル情報（[CH Info]カテゴリ）」は CH1 に出力されます。
製品番号

出力文字

RA30-113[物理値変換 Gain] [物理値変換 Offset] [波形反転] [測定レンジ] [入力結合] [ローパスフィルタ]
例：[GAIN=1] [OFFSET=0] [WaveINV=ON] [RANGE=200V] [COUPLING=DC] [L.P.F.=OFF]
GAIN[物理値変換]

物理値変換係数OFFSET[物理値変換]
WaveINV[波形反転]

ON、OFF

RANGE[測定レンジ]

2V～500V（1-2-5step）

COUPLING[入力結合]

DC、GND

L.P.F.[ローパスフィルタ]

3Hz、30Hz、300Hz、3kHz、OFF36

4.CSV ファイルフォーマット － 4.4.データ部（[DATA] カテゴリ）

データ部（[DATA] カテゴリ）
チャネルが列、サンプルが行で構成されます。
チャネル（列方向）はサンプリングのデータ形式(Normal/P-P)が”P-P”の場合は 1 つのチャネルあたり 2
つの値（2 列）が、”Normal”の場合は 1 つのチャネルあたり 1 つの値（1 列）が出力されます。また記録デバイス（PRINTER、SSD、MEMORY）ごとに出力されるデータ数やその意味が異なります。

サンプリングのデータ形式(Normal/P-P)
下表は RA3100 の記録デバイスが対応しているデータ形式です。×は RA3100 が対応していないことを意味します。SSD は RA3100 本体の記録時の設定となります。

記録デバイスサンプリングのデータ形式
NormalP-P

PRINTER

×

〇

SSD

〇

〇

MEMORY〇×「4.1.1. 出力されるデータ構成」を参照してください。

1 行目は項目名称、それ以降は物理値または電圧値（温度値）となります。
「4.4.3. 記録データ名称（最初の行）」、「4.4.4. 記録データの出力フォーマット」を参照
してください。

CSV ファイルの例
SSD（Normal）かつアナログチャネルデータが 3 個の場合
[DATA]
TIME[ms],電圧[V],温度[℃],圧力[Pa],Trigger,Mark0,-4.37500E+01,2.12500E+01,0.00000E+00,1,0
5,-3.82813E+01,2.12500E+01,5.15625E+00,0,1
・・・・

PRINTER かつアナログチャネルデータが 1 個の場合
[DATA]
TIME[ms],電圧[V]-Min,電圧[V]-Max,Trigger,Mark0,-4.37500E+01,2.12500E+01,1,0
5,-3.82813E+01,2.12500E+01,0,1・・・・

MEMORY かつロジックチャネルデータ[16ch]が 1 個の場合
[DATA]
TIME[us],DA[1],DA[2],DA[3],DA[4],DA[5],DA[6],DA[7],DA[8],DB[1],DB[2],DB[3],DB[4],DB[5],DB[6],DB[7],DB[8]0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
・・・・

37

4.CSV ファイルフォーマット － 4.4.データ部（[DATA] カテゴリ）

出力されるデータ構成
RA30-xxx モジュール構成、測定 ON/OFF 設定、記録デバイス（PRINTER、SSD、MEMORY）、サン
プリングのデータ形式(Normal/P-P)により、出力されるデータ数（データ列）が異なります。
「4.4.2. データの種類とデータの並び順」を参照してください。

MEMORY
時間データ、アナログチャネルデータ(Normal)、ロジックチャネルデータ[16ch] (Normal)から構成されます。

SSD（Normal）
時間データ、アナログチャネルデータ(Normal)、ロジックチャネルデータ[16ch] (Normal)、Status から構成されます。

PRINTER または SSD（P-P）
時間データ、アナログチャネルデータ(P-P)、ロジックチャネルデータ[16ch] (P-P)、Status から構成されます。

データの種類とデータの並び順
データの種類は、時間データ、アナログチャネルデータ(Normal)、ロジックチャネルデータ[16ch](Normal)、アナログチャネルデータ(P-P)、ロジックチャネルデータ[16ch] (P-P)、Status の 6 種類です。
データの並び順は、最初に時間データ、続いてチャネルデータ、最後に Status となります。
チャネルデータ（アナログチャネルデータ(Normal)、ロジックチャネルデータ[16ch] (Normal)、アナロ
グチャネルデータ(P-P)、ロジックチャネルデータ[16ch] (P-P)）は、測定 ON/OFF 設定（下画像の赤枠）が ON のチャネルが出力されます。スロット番号の若い順に並んでいます。
RA3100 の CH 設定サブメニュー (RA30-101 の場合)

時間データ
「時間データフォーマット」を参照してください。

38

4.CSV ファイルフォーマット － 4.4.データ部（[DATA] カテゴリ）

アナログチャネルデータ(Normal)
RA30-101、RA30-102、RA30-103、RA30-106 などのサンプリングデータを物理値または電圧値/温度値に換算した値、または波形反転値です。
「アナログチャネルデータフォーマット」を参照してください。

ロジックチャネルデータ[16ch] (Normal)
RA30-105 はチャネルグループ A と B があり、各グループが 8 チャネルあり、合計 16 データとなります。
下表は 16 データの並びです。
Index

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

チャネルデータ A[1]

A[2]

A[3]

A[4]

A[5]

A[6]

A[7]

A[8]

B[1]

B[2]

B[3]

B[4]

B[5]

B[6]

B[7]

B[8]

アナログチャネルデータ(P-P)
最速サンプリングした結果をサンプリング周期の期間ごとに 1 次処理し、2 つのデータを生成します。1 つは最大値ともう 1 つは最小値データです。その結果は物理値または電圧値/温度値に換算した値、または波形反転値です。
「アナログチャネルデータフォーマット」を参照してください。
サンプルデータを使って説明します。
下図は“信号 1”データと 1 次処理結果を色分けしたものです。下表はそのデータを CSV ファイルに出力される値です。
Index
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

信号１

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦
8
7

6

4
3

2
2

1

-2

-3

-3

-4
最大値
最小値

-7
-8

最速サンプリングサンプリング周期

Index

信号 1-Min

信号 1-max

①

2

6

②

-3

1

③

-8

-4

④

-7

-3

⑤

-2

2

⑥

3

7

⑦

4

8

39

4.CSV ファイルフォーマット － 4.4.データ部（[DATA] カテゴリ）

ロジックチャネルデータ[16ch] (P-P)
最速サンプリングした結果をサンプリング周期の期間ごとに 1 次処理し、2 つのデータを生成します。
値 1（Level）と値 2（Flag）です。下図参照。
RA30-105 はチャネルグループ A と B があり、各グループが 8 チャネルあり、合計 32 データ（＝2×16）となります。
レベル
変化

レベル
変化

レベル
変化

値１（Level)

値２（Flag)
入力値
瞬時値
瞬時値（可変有）瞬時値（可変無）最速サンプリングサンプリング周期

値 1（Level）：0（Low）または 1（High）
値 2（Flag）：0（期間内に変化がない）または 1（期間内に変化がある）
データの並びは下表参照。値 1（Level）が下表の偶数 Index 、値 2（Flag）が下表の奇数 Index です。
Index
チャネルデータ

0

1

2

3

4

5

14

15

16

A[1] A[1]- A[2] A[2]- A[3] A[3]- ・・・ A[8] A[8]- B[1]
Flag

Flag

Flag

Flag

17

28

29

30

31

B[1]- ・・・ B[7]B[7]- B[8]

B[8]-

Flag

Flag

Flag

StatusTrigger と Mark です。
信号名称値

値が 1 となる条件

Trigger

0：トリガなし

RA30-112 の Trig 入力信号（表示）が High または、

1：トリガありトリガ条件を満たした時に”1”となります。

-1：不定
Mark

0：Low

RA30-112 の Mark 入力信号（表示）が High のとき

1：High

に”1”となります。

-1：不定-1：不定は、データ結合時の MEMORY 記録データ部に出力されます。

40

4.CSV ファイルフォーマット － 4.4.データ部（[DATA] カテゴリ）

記録データ名称（最初の行）
信号名称と単位名称が[DATA]カテゴリの 1 行目に出力されます。下表は信号名称と単位名称の値と例
です。
種類

信号名称

単位名称

例

時間データ

TIME または Point

サンプリング周期テーブルのTIME [ns]サンプリング周期の単位

Point

RA3100 本体で設定した物理

チャネル 1 [με]アナログ

RA3100 本体で設定した信号名称(Normal)

量単位

アナログ

RA3100 本体で設定した信号名称-Min

RA3100 本体で設定した物理

チャネル 1-Min[με](P-P)

RA3100 本体で設定した信号名称-Max

量単位

チャネル 1-Max[με]ロジック

RA3100 本体で設定した信号名称 A

A：1～8、B：1～8

ロジック Group1 A[1](Normal)

RA3100 本体で設定した信号名称 B

数字はチャネル番号

ロジック Group1 B[8]ロジック

RA3100 本体で設定した信号名称 A

A：1～8、B：1～8

ロジック Group1 A[1](P-P)

RA3100 本体で設定した信号名称 A-Flag

数字はチャネル番号

ロジック Group1 A-Flag[1]Status

RA3100 本体で設定した信号名称 B

ロジック Group1 B[8]RA3100 本体で設定した信号名称 B-Flag

ロジック Group1 B-Flag[8]Trigger

Trigger

Mark

Mark

「CSV ファイルの例」を参照してください。

Note
RA3100 で信号名称を空白とした場合、単位名称しか出力されません。信号名称を追加したい場合は出力された CSV ファイルを直接編集する必要があります。

41

4.CSV ファイルフォーマット － 4.4.データ部（[DATA] カテゴリ）

サンプリング周期テーブル
Index

サンプリング周期

サンプリング周期の単位

サンプリング速度

0

6

[s]

10S/min1

3[s]

20S/min

2

1.2

[s]

50S/min

3

1

[s]

1S/s

4

500

[ms]

2S/s

5

200

[ms]

5S/s

6

100

[ms]

10S/s

7

50

[ms]

20S/s

8

20

[ms]

50S/s

9

10

[ms]

100S/s

10

5

[ms]

200S/s

11

2

[ms]

500S/s

12

1

[ms]

1kS/s

13

500

[us]

2kS/s

14

200

[us]

5kS/s

15

100

[us]

10kS/s

16

50

[us]

20kS/s

17

20

[us]

50kS/s

18

10

[us]

100kS/s

19

5

[us]

200kS/s

20

2

[us]

500kS/s

21

1

[us]

1MS/s

22

500

[ns]

2MS/s

23

200

[ns]

5MS/s

24

100

[ns]

10MS/s

25

50

[ns]

20MS/s63

1＊なし

外部サンプリング42

4.CSV ファイルフォーマット － 4.4.データ部（[DATA] カテゴリ）

RA3100 本体で設定した信号名称
RA3100 の記録関連の【チャネル一覧】【共通】で設定した信号名称です。
信号名称が設定されていない場合は空白になります。

RA3100 本体で設定した物理量単位
RA3100 の記録関連の【チャネル一覧】【変換】で設定した単位です。
変換方法が“なし”の場合は、標準の単位（電圧や温度）が出力されます。

43

4.CSV ファイルフォーマット － 4.4.データ部（[DATA] カテゴリ）

記録データの出力フォーマット
時間データフォーマット
1 列目の時間データは、「サンプリング周期テーブル」のサンプリング周期にサンプルポイント Index を乗算した結果です。外部サンプリングの場合、サンプルポイントとなります。記録ファイルの先頭を0 (s,ms,us,ns) とし、整数または固定小数で出力されます。

時間データ値の例
下表はサンプリング周期（代表）の時間データ値です。

サンプルポイント Index

サンプリング周期
500ns

5us

10ms

1.2s

外部サンプリング

0

0

0

0

0.0

0

1

500

5

10

1.2

1

2

1000

10

20

2.4

2

3

1500

15

30

3.6

3

4

2000

20

40

4.8

4

5

2500

25

50

6.0

5

6

3000

30

60

7.2

6

アナログチャネルデータフォーマット
アナログチャネルデータは指数表記で出力されます。
指数表記形式：（符号）#.#####E±##
条件

例

正の数

1.23456E+00
1.23456E-01

負の数-1.23456E+00-1.23456E-01

仮数部の小数点桁数 6 桁目を四捨五入します。
1.234554E-07 →1.23455E-07

1.234555E-07 →1.23456E-07

44

5.MDF ファイルフォーマット － 5.1.特徴

MDF ファイルフォーマット

ASAM MDF Version4.1 に準拠しています。

基本的には CSV とフォーマットが異なるだけです。ここでは MDF に特化し記述します。
「4. CSV ファイルフォーマット」を参照してください。

特徴
IDBLOCK、HDBLOCK、FHBLOCK、MDBLOCK、TXBLOCK、DGBLOCK、CGBLOCK、
CNBLOCK、CCBLOCK、DZBLOCK から構成されます。
日時情報はローカル時刻で出力されます。
サンプルデータの構造を定義する CNBLOCK の cn_type は 2:MASTER (X 軸データ)または 0:VALUE(チャネルデータ、Status)です。
サンプルデータの型は、（よく使用される double 型ではなく）ファイルサイズが小さくなる整数型です。CCBLOCK に電圧変換係数または物理量変換係数を出力します。更に ZIP 圧縮されているため、ファイルサイズが縮小されます。

MDF と RA3100 記録データの関係
変換データ
下表はデータ種類とそのデータ型をまとめたものです。
記録されたすべてのチャネルデータが変換されます。チャネルデータの並びはスロット番号の若い順です。チャネルデータの前に X 軸データが付加されます。
条件

データの種類型

備考

2:MASTER

時間データまたは

double秒単位で出力されます。

(X 軸データ)

外部サンプルの場合は

ただし外部サンプルの場合、設定となります

Time、Angle、Distance「3.5.6.外部サンプリング設定」参照。

CNBLOCK の cn_type

X タイプが「Index」の場合は出力されません。
例）ΔX（両面の入力値）が 0.1 かつ、ファイルの先頭の場合、0、0.1、0.2、…
0:VALUE

アナログデータ

int16

A/D カウント値(チャネルデータ)

ロジックデータ

uint8

0 (L)、1 (H)となります。

P-P 記録の Flag は、0 (変化なし)、1 (変化あり)
または-1 (不定)Status(Trigger/Mark)uint8

0 (L)、1 (H)または-1 (不定)Trigger の場合は、トリガ発生時が 1 です。
MEMORY 記録の場合は存在しません。

cg_tx_acq_name（記録名称）
CGBLOCK の cg_tx_acq_name が参照している TXBLOCK の tx_data に記録名称を出力します。
「記録名称表示」を参照してください。

45

5.MDF ファイルフォーマット － 5.2.MDF と RA3100 記録データの関係

cg_md_comment（記録名称のコメント）
CGBLOCK の cg_md_comment が参照している TXBLOCK の tx_data に記録名称のコメントを出力します。
フォーマット：A_B_C_D（ABCD は下表参照）

例）記録名称_RA3100_SSD_Normal記号

説明「5.2.2. cg_tx_acq_name（記録名称）」の値

A
B
C
D

RA3100（固定文字）
PRINTER、SSD、MEMORY、PRINTER+Memory、SSD、MEMORY の 5 種類
Normal または P-P

cn_tx_name（X 軸データの名称）
下表のように条件により、出力される値が異なります。合わせて「5.2.5. cn_md_unit（X 軸データの単位名称）」と「5.2.6. cn_sync_type（X 軸データのデータタイプ）」も記載します。
記録条件

外部サンプリング以外
外部サンプリング

MDF

設定条件
cn_tx_name（X 軸デー

cn_md_unit（X 軸デcn_sync_type（X 軸

タの名称）

ータの単位名称）のデータタイプ）

Time

sec

1:TimeIndex

CNBLOCK(Master)を出力されないため、この項目は出力できません。

Time

Time

「3.5.6. 外部サンプ

1:Time

Angle

Angle

リング設定」

2:AngleDistance

Dsitance

3:Distancecn_md_unit（X 軸データの単位名称）「5.2.4. cn_tx_name（X 軸データの名称）」を参照してください。

cn_sync_type（X 軸のデータタイプ）「5.2.4. cn_tx_name（X 軸データの名称）」を参照してください。

cn_tx_name（チャネルデータの名称）
CNBLOCK の cn_tx_name が参照している TXBLOCK の tx_data に信号名称を出力します。
「RA3100 本体で設定した信号名称」（「4. CSV ファイルフォーマット」と同じ）です。

cn_md_unit（チャネルデータの単位名称）
CNBLOCK の cn_md_unit が参照している TXBLOCK の tx_data に単位を出力します。
「RA3100 本体で設定した物理量単位」（「4. CSV ファイルフォーマット」と同じ）です。

46

5.MDF ファイルフォーマット － 5.2.MDF と RA3100 記録データの関係

cn_md_comment（チャネルデータのコメント）
CNBLOCK の cn_md_comment が参照している TXBLOCK の tx_data にチャネル情報を出力します。
「チャネル情報（[CH Info]カテゴリ）」（「4. CSV ファイルフォーマット）です。
例：
S1-CH2,RA30-101,AD1_信号名称,OFF,[GAIN=1] [OFFSET=0] [RANGE=1V] [COUPLING=DC] [L.P.F.=30Hz] [A.A.F.=ON]

cc_tx_name（チャネルデータ物理値の名称）「5.2.7. cn_tx_name（チャネルデータの名称）」と同じです。

cc_unit_name（チャネルデータ物理値の単位名称）「5.2.8. cn_md_unit（チャネルデータの単位名称）」と同じです。

cc_md_comment（チャネルデータ物理値のコメント）「5.2.9. cn_md_comment（チャネルデータのコメント）」と同じです。

cc_val[0]（チャネルデータの物理量変換オフセット）
cc_val[]値

条件5.2.14.cc_val[1]（チャネルデータ

電圧変換係数変換方法設定が「なし」の場合の物理量変換ゲイン）

物理量変換係数

変換方法設定が「補正」または「2 点」の場合

5.2.13.cc_val[0]（チャネルデータ

電圧変換オフセット

変換方法設定が「なし」の場合の物理量変換オフセット）

物理量変換オフセット

変換方法設定が「補正」または「2 点」の場合

変換方法設定：「RA3100 本体で設定した物理量単位」を参照してください。

cc_val[1]（チャネルデータの物理量変換ゲイン）「5.2.13. cc_val[0]（チャネルデータの物理量変換オフセット）」参照してください。

47

MEMO

48

MEMO

49

MEMO

50

Ｆｉｌｅ

Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ

ＲＡ３１００
取扱説明書

1WMPD4004499D

第 ５ 版

発行

使い方･修理に関するお問い合わせ窓口
故障、別売品・消耗品に関してのご質問・ご相談も、この電話で承ります。
修理のご依頼、別売品・消耗品のお求めは、お買い求め先へご相談ください。

東日本

048-593-1743

西日本

06-7668-3908

受付時間:９:００～１２:００､１３:００～１７:００､月曜日～金曜日（祝日､弊社休業日を除く）
都合によりお休みをいただいたり、受付時間を変更させて頂くことがありますのでご了承ください。

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋３－２３－１４ ダイハツ・ニッセイ池袋ビル
東 京 営 業 ２ 課 TEL. 03-5391-6121(直)札

東 京 営 業 ３ 課

TEL. 03-5391-6122(直)東 京 営 業 １ 課

TEL. 03-5391-6128(直)

幌

出

張

所

TEL. 011-251-2753(代)

業

仙

台

営

所

TEL. 022-211-8051(代)

宇

都

宮 営

業 所

TEL. 028-610-0377(代)

東

京

北 営

業 所

TEL. 048-592-3111(代)

東

京

南 営

業 所

TEL. 045-476-5231(代)※ 2019 年 10 月 29 日現在の電話番号で

業所

TEL. 054-286-2880(代)す。電話番号は、予告なく変更される

業 所

TEL. 052-726-8760(代)場合があります。

営

業

所

TEL. 06-7668-3900(代)※ 電話のかけまちがいにご注意くださ

島

営

業

所

TEL. 082-233-0611(代)い。番号をよくお確かめの上、おかけ

岡

営

業

所

TEL. 092-441-6715(代)

くださるようお願いします。

静

岡

営

名

古

屋 営

大

阪

広
福

開発技術センター 〒364-8585 埼玉県北本市朝日１－２４３