取扱説明書

1．使用上の注意（安全に関する注意）○本製品はIEC61010電子測定装置に関する安全規格に準拠して、設計・製造の上、検査合格した最良の状態で出荷されています。この取扱説明書には、使用される方の危険を避けるための事項及び、本製品を損傷させずに長期間良好な状態で使用していただくための事柄が書かれていますので、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
# 警告●本製品を使用する前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで理解してください。
●この取扱説明書は、手近な所に大切に保管し、必要なときにいつでも取り出せるようにしてください。
●取扱説明書で指定した製品本来の使用方法を守ってください。
●本書の安全に関する指示に対しては、指示内容を理解の上、必ず守ってください。
以上の指示を必ず厳守してください。
指示に従わないと、怪我や事故の恐れがあります。
危険及び警告、注意事項に反した使用により生じた事故や損傷については、弊社としては責任と保証を負いかねます。
○本製品に表示の # マークは、安全に使用するため取扱説明書を読む必要性を表わしています。尚、この # マークには次の3種類がありますので、それぞれの内容に注意してお読みください。
# 危険：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性が高い内容を示しています。
# 警告：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されるされる内容を表示しています。
# 注意：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
本製品および取扱説明書には、以下のシンボルマークが表示されています。
それぞれのマークが意味する内容をよく理解した上で御使用下さい。

ＡＣ／ＤＣクランプセンサ付取扱説明書を参照する必要があることを示しています。

デジタルマルチメータ
KEW MATE 2012R# 人体および機器を保護するため、取扱説明書を参照する必要がある場合に付いています。

年月日）より 1 年間共立製品をお買い上げいただきありがとうございます。保証期間内に通常のお取り扱いで万一故障が生じた場合は、保証規定により無償で修理いたします。本書を添付の上、ご依頼ください。
お名前

ご住所

お電話番号
◎本保証書に製造番号、ご購入日、およびお名前、ご連絡先をご記入の上、大切に保管してください。
◎本保証書の再発行はいたしません。
◎本保証書は日本国内でのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
保証規定
保証期間内に生じました故障は無償で修理いたします。
但し、下記事項に該当する場合は対象から除外させていただきます。
1．取扱説明書と異なる不適切な取り扱い、または使用方法が原因で発生した故障。
2．お買い上げ後の持ち運びや輸送の間に、落下させるなど異常な衝撃が加わって生じた故障。
3．弊社サービス担当者以外による改造、修理が原因で生じた故障。
4．火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因で生じた故障。
5．傷など外観上の変化。
6．その他弊社の責任と見なされない故障。
7．電池など消耗品の交換、補充。
8．保証書のご提出がない場合。

CAT II

家庭機器、携帯工具など低電圧設備に直接接続された回路上で実施する測定のためのものです。

CAT III

配電盤、回路遮断器など建造物設備内で実施する測定のためのものです。

# 危険●本製品は、600V（対地電位300V）以上電位のある回路では、絶対に使用しないでください。
●引火性ガスのある場所で測定しないでください。
火花が出て爆発する危険があります。
●本製品や手が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。
●測定の際には測定範囲を超える入力を加えないでください。
●測定中は絶対に電池蓋を開けないでください。
●クランプセンサおよび、本製品のケースが破損または外れている場合には、絶対に測定をしないで下さい。
●指定した操作方法および条件以外で使用した場合、本体の保護機能が正常に動作せず本製品を破損したり感電等の重大な事故を引き起こす可能性があります。

# 注意●本製品の使用は住宅・商業用および軽工業の環境に制限されます。付近に強い電磁干渉装置や大電流による大きな磁界がある場合は、正確な測定ができない場合があります。
●測定を始める前に、ファンクション切換スイッチを必要なファンクションにセットしたことを確認してください。
●電流測定のときは必ず測定コードを本製品ホルダーへ収納してください。
●高温多湿、結露するような場所及び直射日光の当たる場所に本製品を放置しないでください。
●本製品は防じん・防水構造となっていません。ほこりの多い場所および水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。故障の原因となります。
●使用後は必ずファンクション切換スイッチをOFFにしてください。
長期間使用しない場合は、電池を外し保管してください。
●クリーニングには、研磨剤や有機溶剤を使用しないで中性洗剤か水に浸した布を使用してください。

2．特長

3．仕

抵抗 Ωオートレンジ

周波数 Hz（交流電流） オートレンジ

レンジ

表示範囲

様
相対湿度75％以下）

交流電流  A（実効値）
レンジ60A
120A〒

測定カテゴリについて
本製品は、安全規格に規定された測定カテゴリによって使用電圧の制限があります。
AC/DC 600V CAT IIAC/DC300V CAT III

 直流(DC) を示しています。

●測定範囲及び確度（23℃±5℃
KEW MATE 2012R 製造番号

# 警告# 警告
●この測定器を使用しているうちに、本体、測定コード、クランプセンサケーブルに亀裂が生じたり、金属部及び、内部配線が露出したときは、直ちに使用を中止してください。
●被測定物に測定コードを接続したまま、ファンクション切換スイッチを切換えないでください。

 二重絶縁または強化絶縁で保護されていることを示しています。
交流(AC) を示しています。

保証期間 ご購入日（

このマークは、EU新電池指令に規定されているとおり分別収集が義務付けられていることを意味しています。EU
域内のみ有効です。電池単体で処分する際は、廃棄に関する国内法に従い処分してください。EU域内では、電池の回収機構が整備されているため適切な処分をおねがいいたします。

●本製品の分解、改造、代用部品の取り付けはしないでください。
修理・調整が必要な場合は、当社または取扱店宛にお送りください。
●本製品が濡れている状態では電池交換をしないでください。
●電池交換のため電池蓋を開けるときは、測定コード及びクランプセンサを被測定物から必ず外し、ファンクション切換スイッチをOFFにした状態で行ってください。
●測定コードの先端には、測定コードキャップが付属されています。
安全のため、測定コードキャップを取り付けて使用してください。

●標準付属のクランプセンサにより120AまでのAC／DC電流測定が可能です。
●プローブ型クランプセンサの採用で、狭い場所、配線の込み入った場所でも楽に測定することができます。
●コアの開閉をすることなく電流測定を行うことができます。
●真の実効値測定が可能。
●オートパワーセーブ機能付き。
●ブザーによる導通チェックができます。

隣接表示の測定カテゴリに対する回路−大地間電圧以下であれば活線状態の裸導線をクランプできる設計であることを示しています。

保証書

本製品は、WEEE指令マーキング要求に準拠します。この電気電子製品を一般家庭廃棄物として廃棄してはならないことを示します。

表示範囲
0.00～60.39A
0.0～603.9A

確度保証範囲確度保証範囲

確度

0.0～603.9Ω

10Hz

0.000～9.999Hz 表示されますが確度保証していません

確度0.560～6.039kΩ

100Hz

9.00～99.99Hz

60kΩ

5.60～60.39kΩ

600kΩ 56.0～603.9kΩ

±1.0%rdg±5dgt
0.0Ω～60.00MΩ

1000Hz6MΩ 0.560～6.039MΩ

±2.0%rdg±5dgt

60MΩ 5.60～60.39MΩ

±3.0%rdg±5dgt

直流電流  A

導通

測定最大電流120A

表示範囲

確度保証範囲

確度

レンジ

60A

±0.00～60.39A±0.00～60.00A±2.0%rdg±8dgt

600Ω

120A

±0.0～603.9A±0.0～120.0A±2.0%rdg±5dgt※35±25Ω以下で導通ブザーが鳴動。
※開放電圧：約0.6V、測定電流：0.3mA以下。

交流電圧  V（実効値） オートレンジ

測定最大電圧600V

6V

0.000～6.039V

60V

5.60～60.39V

600V

56.0～603.9V

0.300～600.0Vrms(850Vpeak以下)

確度±1.5%rdg±5dgt(45～400Hz)（正弦波）

直流電圧  V
レンジ

オートレンジ

表示範囲

確度保証範囲±0.560～6.039V

60V±5.60～60.39V

600V±56.0～603.9V

レンジ
2V±0.0m～600.0V

表示範囲
0.000～1.999V±1.0%rdg±5dgt

100kHz9.00～99.99kHz 表示されますが確度保証していません

0.000～1.999V

40nF

0.00～40.39nF

測定最大電圧600V

400nF

36.0～403.9nF

確度

4μF

0.360～4.039μF

40μF

3.60～40.39μF

400μF36.0～403.9μF

4000μF360～4039μF

確度保証範囲［ クレストファクタ（CF、波高率）について ］
波高値
クレストファクタは、 実行値 で表します。
例）正弦波；CF ＝ 1.414
デューティレシオ1：9の方形波；CF ＝ 3
参周波数 Hz（交流電圧） オートレンジ
表示範囲

確度保証範囲

確度0.000～9.999Hz 表示されますが確度保証していません

平均値
Vavg

波形率
平均値検波 クレストファクタ
Vrms/Vavg 測定器指示誤差
CF

1A
2≒0.707

2π A≒0.637

π2 2≒1.111

0％

A0A

A

1A×1,111-A
×100
A＝11.1％A01A
30.5A

23≒1.155

形

A0A0TfAA
3 ×100＝-3.8％

3≒1.732

1 （1.111 D -1） A1f
A T ＝A・D A D ＝＝D
DA D×100％
AD●適 応 規 格

IEC61010-1測定CAT III 300V 汚染度2
測定CATⅡ 600V 汚染度2
IEC61010-031
IEC61010-2-032, IEC61010-2-033
EN 61326-1（EMC規格）
EN 50581（RoHS）●動 作 方 式

ΔΣ変調方式●表液晶表示最大6039カウント※ただし、周波数測定：9999カウント
容量測定：4039カウント
ダイオード測定：1999カウント
バーグラフ 最大30ポイント示●表 示 更 新約3回／秒●使用環境条件

屋内使用、高度2000m 以下●使用温湿度範囲

0～＋40℃●保存温湿度範囲−20～＋60℃●電DC3V：R03（UM-4）2本

相対湿度85％以下（結露のないこと）
相対湿度85％以下（結露のないこと）9.00～99.99Hz±3.0%rdg±5dgt

90.0～999.9Hz●消 費 電 流

約3mA（DCV）／約13mA（ACA）

10kHz

0.900~9.999kHz 9.00Hz～300.0kHz●オートパワーセーブ機能

100kHz9.00～99.99kHz

スイッチ操作後約15分でパワーセーブ状態へ移行。

300kHz90.0～300.0kHz●電池電圧警告

2.4±0.15V以下で●過負荷保護交流電圧、直流電圧、周波数：
DC ／ ACrms 720V 10秒間
交流電流、直流電流：
DC ／ ACrms 150A 10秒間
抵抗、導通、ダイオード、容量：
DC ／ ACrms 600V 10秒間

●耐AC3470V±2.5%rdg±10dgt

1000kHz 300.1～999.9kHz
10MHz

0.900~9.999MHz±0.1％ rdg±1dgt

源

表示されますが確度保証していません※測定可能入力：6V以上（～10kHz）／20V以上（10k～300kHz）。
※入力インピーダンス：約900kΩ。

表示されますが確度保証していません注記◇表中の「―」は、表示はされますが、確度を保証していないことを示します。

電圧マーク点灯。

5秒間（電気回路と外箱間）●絶 縁 抵 抗

100MΩ以上／ 1000V（電気回路と外箱間）●被測定可能導体径

最大約φ12mm●外 形 寸 法

128(L)×92(W)×27(D)mm●質量約220g

品

電池R03（UM-4）･･････････････････2個取扱説明書（和文、英文）････････各1部●付
92-2017E

A
3

1100Hz※入力インピーダンス：約10MΩ。

8-16

DD=f/T

0.5A×1.111-2≒1.414

1000Hz

確度±0.2％ rdg±2dgt

考

実効値
Vrms

波

確度

表示されますが確度保証していません
40.0n～40.00μF

入力電流（電圧）Iin（Vin）を二乗して平方根をとっているため、同じ電力を持つDC電流（電圧）に換算されると考えられます。
一方、平均値整流実効値校正は、単に入力電流（電圧）Iin（Vin）を整流して平均化したもので同じ正弦波を測定した場合、実効値との違いは次表の通りです。
実行値
平均値に波形率（ 平均値 ）＝ 1.111を乗じることにより実効値との誤差を無くしていますが、正弦波以外の波形を測定するときは波形率が変化するため実効値との誤差を生じます。

0.900~9.999MHz※測定可能入力：6A以上。

10Hz
確度保証範囲±0.1％ rdg±1dgt

400.1~999.9Hz
0.900~9.999kHz

レンジ

オートレンジ
表示範囲±1.0%rdg±3dgt

0.0～600.0Ω

確度※開放電圧：約2.7V。

レンジ

600mV ±0.0～603.9mV
6V0.0～603.9Ω

確度保証範囲で表します。

1000kHz 90.0～999.9kHz

ダイオード 容量※入力インピーダンス：約10MΩ、入力容量：200pF以下。
※クレストファクタ＜ 2.5の正弦波以外に対しては、確度に±(2% of 読み値＋ 2% of フルスケール)を追加。

表示範囲

RMS

±0.2％ rdg±2dgt

10kHz

10MHz

レンジ

9.00Hz～400.0Hz

90.0～400.0Hz［ 実効値（RMS）について ］
実効値はRMS（Root−Mean−Square、二乗平均）値とも呼ばれ、

確度

6kΩ

0.00 ～ 60.00Arms ±2.0%rdg±5dgt(85Apeak以下)(45～65Hz)
0.0 ～ 120.0Arms（正弦波）(170Apeak以下)

確度保証範囲

確度保証範囲600Ω

※開放電圧：約0.6V、測定電流：0.3mA以下。

表示範囲

表示範囲

測定最大電流120A※クレストファクタ＜ 2.5の正弦波以外に対しては、確度に±(2% of 読み値＋ 2% of フルスケール)を追加。

レンジ

レンジ

●表示を固定できるデータホールド機能。
●バーグラフ表示付きディスプレー。
●収納に便利な衝撃吸収ホルスター付き。
●国際安全規格IEC61010−1準拠の安全設計。
測定CAT III 300V / CAT II 600V 汚染度2

属

4．各部の名称、説明
ホルスター

クランプセンサ

測定コード

表示部
測定コードキャップバリア

バリア

A ZERO
ADJ. ツマミ

ツマミ初期設定
・・・・抵抗60A、120A・・・AC

クランプセンサ
ケーブル

データホールドツマミ（ ツマミ ）

ファンクション
セレクト ツマミ（ ツマミ ）

抵抗

AC

ダイオード

DC

導通容量

データホールド
測定単位

先端金属部

キャップをはずした状態：CATⅡに対応

キャップを取り付けた状態：CATⅢに対応

ダイオード
テスト
導通ブザー
バーグラフ

クランプセンサ：
電流検出用センサ
AZERO ADJ.ツマミ：
直流電流でのゼロ調整での指示値をリセットします。
バリア：操作中の感電事故を防ぐため、最低限必要な沿面及び空間距離を確保するための目印です。
データホールドツマミ：
表示部の測定値を固定するためのスイッチです。
ファンクション切換スイッチ：
測定ファンクション切換のスイッチです。また、電源スイッチをかねておりOFFの位置で電源が切れます。

注記◇ダイオード測定中は、クランプセンサをホルスターに収納してください。
6-5 導通測定⑴ ファンクション切換スイッチを抵抗にセットします。
⑵ SEL ツマミを押して表示部上部にのマークを表示します。
⑶ 被測定回路の両端に測定コードを接続します。
表示部に測定値が表示され、35±25Ω以下の場合、ブザーが鳴動します。
注記◇導通測定中は、クランプセンサをホルスターに収納してください。
6-6 容量測定⑴ ファンクション切換スイッチを抵抗にセットします。
⑵ SEL ツマミを押して表示部上部に F のマークを表示します。
⑶ 被測定コンデンサの両端に測定コードを接続します。
表示部に測定値が表示されます。
注記◇容量測定中は、クランプセンサをホルスターに収納してください。
6-7 周波数測定# 危険●感電の危険を避けるため600V（対地電位300V）以上電位のある回路での測定は、絶対にしないでください。
●電池蓋を外した状態で絶対に測定しないでください。
●測定コードを被測定物に取り付けた状態で電流測定をしないでください。
●測定の際は指先等が、バリアを越える事のないよう充分注意してください。
⑴ ファンクション切換スイッチを Hz にセットします。
⑵［ 電流の周波数を測定する場合 ］
被測定導体の1本をクランプセンサ矢印の中心に合わせてください。表示部に測定値が表示されます。
［ 電圧の周波数を測定する場合 ］
被測定回路に測定コードを接続します。表示部に測定値が表示されます。
注記◇周波数測定をする際は、クランプセンサと測定コードを同時に被測定物に取り付けないでください。

禁止◇クランプセンサで、周波数測定中は、ホルスターに測定コードを収納してください。
測定コードで、周波数測定中は、クランプセンサをホルスターに収納してください。

6．測定方法6-1 電流測定# 危険●感電の危険を避けるため600V（対地電位300V）以上電位のある回路では、絶対に使用しないでください。
●測定コードを被測定物に取り付けた状態で電流測定をしないでください。
●電池蓋を外した状態で絶対に測定しないでください。
●測定の際は指先等が、バリアを越える事のないよう充分注意してください。
●被測定物やその周辺を触ると感電が想定される場所での測定には、絶縁保護具を着用してください。
導体# 注意●キャップは奥までしっかりと差し込んで装着してください。

5．測定を始める前に# 注意●ファンクション切換スイッチがOFF以外の状態で、表示が消えている場合があります。
これはパワーセーブ機能により自動的に電源が切れた状態です。
この場合は、ファンクション切換スイッチまたは、いずれかのツマミを操作してください。このとき表示が消えたま
まの場合は、電池が完全に消耗していると考えられます。
この場合は新しい電池に交換してください。

電池電圧警告ゼロ調整

キャップ⑴ 電池電圧のチェックを行ってください。
ファンクション切換スイッチをOFF以外の位置にセットしてください。このとき表示が鮮明でマークが表示されていなければ電池電圧はOKです。
表示が出ない又は、マークが表示されている場合は、8．電池の交換に従い、新しい電池と交換してください。

ファンクション切換スイッチ

交流／直流

ファンクションセレクトツマミ：
測定モードを切り換えるスイッチです。電源を入れた初期状態ではΩレンジでは抵抗、押すたびに抵抗→ダイオード→導通→容量→抵抗と切り換ります。
60A、120Aレンジでは電源を入れた初期状態ではAC、押すたびにAC→DC→ACと切り換ります。
測定コードキャップ：
キャップを着脱することでCAT ⅡとCAT Ⅲ環境下での測定に対応します。
測定場所にあった正しい方法でご使用ください。

導体を矢印の中心に合わせる# 注意●クランプセンサ部取扱いの際は、衝撃、振動や無理な力が加わらないよう注意してください。
●被測定可能導体径はφ12mmです。
注記◇電流測定中は、ホルスターに測定コードを収納してください。
◇120A以上表示可能ですが、測定範囲は120Aまでです。

# 警告●本製品の使用前、あるいは指示結果に対する対策を取る前に、既知の電源で正常に動作することを確認してください。

6-1-1 直流電流の測定⑴ ファンクション切換スイッチを 60A または 120A にセットします。
⑵ SEL ツマミを押して表示部にのマークを表示させます。
⑶ クランプセンサ部のA ZERO ADJ.ツマミを押し、本製品の表示をゼロにします（ゼロ調整）。ゼロ調整をしない場合、誤差を生じます。
⑷ 被測定導体の1本をクランプセンサ矢印の中心に合わせてください。（矢印の中心でない場合誤差を生じます。）
表示部に測定値が表示されます。
注記◇クランプ電流の向きは､表側（表示部側）から裏側へ流れる場合は、プラス＋になり裏側から表側へ流れる場
合は、マイナス−になります。
◇マイナスの電流を測定中は、指示値及びバーグラフ左側に ‐ マークが表示されます。
◇ファンクション切換スイッチの60A、120Aを切換えると、ファンクションは、ACに戻るため、再度 SEL ツに設定する必要があります。
マミを押して◇ゼロ調整は、電流測定時のみ有効な機能です。

7．その他機能

8．電池の交換⑵ 測定したいファンクションになっているか確認してください。
データホールド機能が動作していないか確認してください。
ファンクションが違っていると希望する測定ができません。
⑶ 測定コードのホルスター装着
測定コードをホルスターに装着して、測定値を確認しながらの測定が可能です。

電源の切り忘れによる電池の無駄な消耗を防ぎ、電池寿命を延ばすための機能です。
ファンクション切換スイッチ、またはツマミ操作後、約15分間で自動的にパワーセーブ状態になります。
パワーセーブ1分前にブザーが5回鳴り、直前にビーと鳴ることでパワーセーブ状態へ移行します。
［ 解除方法 ］
パワーセーブ中に、または SEL ツマミを操作します。
注記◇オートパワーセーブ機能を解除する際に、または SELツマミを長押しすると、そのツマミの機能が有効になります。
（例）60Aでパワーセーブ状態の時、 SEL ツマミを長押しすると、パワーセーブ機能が解除され、さらに初期設定のACからDCへ切換わります。
［ オートパワーセーブ機能停止 ］
オートパワーセーブ機能を停止するには、 SEL ツマミを押した状態で、ファンクション切換スイッチをOFFから任意のファンクションへセットします。
注記◇ファンクション切換スイッチを 60A または 120A にセッ
ト中の場合、A ZERO ADJツマミを2秒以上長押しすることでも、オートパワーセーブ機能の停止が可能です。
この場合、再度A ZERO ADJツマミを2秒以上長押しすることで解除されます。
［ オートパワーセーブ機能停止の解除 ］
ファンクション切換スイッチをOFFにした後、再度、任意のファンクションへセットします。
7-2 データホールド機能
測定した値を表示部に固定する機能です。
ツマミを1度押すと、そのときの指示値が保持されます。
データホールド中は、表示部にのマークが表示され、入力が変化しても指示値は変わりません。
［ 解除方法 ］
再度ツマミを押します。
注記◇導通測定、ダイオード測定時に、データホールド機能を使用することはできません。
◇ SEL ツマミ、A ZERO ADJツマミが有効なファンクション
では、データホールド中であっても、 SEL ツマミ、A ZERO
ADJツマミを押すと、データホールドは解除されます。

注記◇交流電流の測定の場合、電流の方向は表示とは無関係です。
6-2 電圧測定# 危険●感電の危険を避けるため600V（対地電位300V）以上電位のある回路での測定は、絶対にしないでください。
●電池蓋をはずした状態で絶対に測定しないでください。
●測定の際は指先等が、バリアを越える事のないよう充分注意してください。
注記◇電圧測定中は、クランプセンサをホルスターに収納してください。
◇600Vを超える値を表示する場合がありますが、測定範囲は600Vまでです。
6-2-1 直流電圧の測定⑴ ファンクション切換スイッチをにセットします（表のマークが表示されます）。
示部に⑵ 測定コードをショートして、表示がゼロになることを確認します。
⑶ 被測定回路の＋側に赤の測定コード、−側に黒の測定コードを接続します。
表示部に測定値が表示されます。
測定コードを逆に接続した場合は、表示部に−が表示されます。
6-2-2 交流電圧の測定にセットします（表⑴ ファンクション切換スイッチを示部にのマークが表示されます）。
⑵ 被測定回路に測定コードを接続します。

表示部に測定値が表示されます。
注記◇測定コードをショートしても、表示がゼロにならず、数dgtの値が表示されることがあります。
6-3 抵抗測定# 危険●電位のある回路での測定は、絶対にしないでください。
●電池蓋を外した状態で絶対に測定しないでください。
●測定の際は指先等が、バリアを越える事のないよう充分注意してください。
⑴ ファンクション切換スイッチを抵抗にセットします。
⑵ SEL ツマミを押して、表示部に Ω のマークを表示、のマークを非表示の状態（抵抗測定）にします。にセファンクション切換スイッチを抵抗ットした直後は、抵抗測定の状態になっていますので、上記 SEL ツマミの操作は不要です。
⑶ このときの表示は、であることを確認し、測定コードをショートさせ、ゼロに近い値が表示されていることを確認してください。
⑷ 被測定抵抗の両端に測定コードを接続します。表示部に測定値が表示されます。
注記◇測定コードをショートしても、表示が完全にゼロにならない場合がありますが、これは測定コードの抵抗によるもので、不良ではありません。
◇測定コードがオープンの時は、表示はとなっています。
◇高抵抗測定時、容量成分がある場合は測定値が変動することがあります。
◇抵抗測定中は、クランプセンサをホルスターに収納してください。
6-4 ダイオード測定⑴ ファンクション切換スイッチを抵抗にセットします。
⑵ SEL ツマミを押して表示部に  のマークを表示します。
⑶ 被測定ダイオードの両端に測定コードを接続します。
表示部に測定値が表示されます。
［ ダイオードの順方向テスト ］
測定コードの赤をアノード側へ、黒をカソード側へ接続します。
［ ダイオードの逆方向テスト ］
順方向テスト
逆方向テスト
測定コードの赤をカソード側へ、黒をアノード側へ接続します
カソードアノード

カソード

赤赤

黒
測定コード

アノード

黒
測定コード

アフターサービス

7-1 オートパワーセーブ機能# 注意●パワーセーブ状態でもわずかながら電流を消費しますので、使用されないときは、必ずファンクション切換スイッチをOFF にしてください。

◇ゼロ調整を行うと以下の動作をします。
①バーグラフの表示が消えます。
②調整されたカウント数だけ、最大カウント数が増減します。
（例）＋ 100カウントをゼロ調整した場合の最大カウント数は、6039 − 100 ＝ 5939カウント。
③表示部に △ マークが表示されます。
④ゼロ調整中に、再度A ZERO ADJ.ツマミを押す、ファンクション切換スイッチ、 SEL ツマミを操作すると、ゼロ調整が解除されます。
◇A ZERO ADJツマミを2秒以上長押しすると、ゼロ調整は解除されます。
6-1-2 交流電流の測定⑴ ファンクション切換スイッチを 60A または 120A にセットします⑵ SEL ツマミを押して表示部にのマークを表示します。
⑶ 被測定導体の1本をクランプセンサ矢印の中心に合わせてください（矢印の中心でない場合誤差を生じます）。
表示部に測定値が表示されます。

# 警告●感電事故を避けるため、電池交換の際は測定コードを被測定物から外し、ファンクション切換スイッチを、必ずOFFにしてください。
# 注意●違う種類の電池を混ぜたり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
●電池の極性を間違えないよう、ケース内の刻印の向きに合わせて入れてください。
電池の電圧警告マークが表示部の左上に表示されたら、新しい電池と交換してください。また、電池が完全になくなっている場合は、表示部が消えマークも表示されませんので注意してください。
［ 電池交換手順 ］⑴ 電源スイッチを OFF にしネジます。
電池蓋⑵ ホルスターから本製品を取り出します。
⑶ 本製品背面の下部に付いて 電池いる電池蓋のネジをゆるめ電池蓋を外します。
⑷ 新しい電池と交換してください。
使用する電池は、単4形マンガン乾電池（R03、UM-4）×2本です。
⑸ 電池蓋を取り付け、ネジを締めてください。

●製品のご使用に関するお問い合わせは弊社お客様相談室にご連絡ください。
●校正周期について本製品を正しくご使用いただくため、定期的（推奨校正周期１年）に校正することをおすすめいたします。
●補修用部品の保有期間
本製品の機能・性能を維持するために必要な補修部品を製造打
ち切り後、5年間を目安に保有しています。
■ホームページのご案内
http://www.kew-ltd.co.jp●新製品情報●取扱説明書／ソフトウェア／単品カタログのダウンロード●販売終了製品情報

修理・校正に関するお問い合わせは共立電気計器 サービスセンター 修理グループ
営業時間 8:40 ～ 12:00、13:00 ～ 17:30（土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く）

0894-62-1172
修理を依頼される場合は事前に電池の消耗、ヒューズや測定コードの断線を確認してから輸送中に損傷しないように十分梱包した上で弊社サービスセンターまでお送りください。

［ クランプセンサ部、測定コードの収納方法 ］
クランプセンサ●修理・校正を依頼されるにはお買い上げいただいた販売店または弊社サービスセンター修理グループにお送りください。

測定コード

送付先：〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸４８０

ご使用に関するお問い合わせは共立電気計器 お客様相談室

電話受付時間 9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00（土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く）

0120-62-1172
コードをホルダーに巻き付ける※折り返しお電話させていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。
※フリーコールをご利用いただけない場合は、
03-4540-7570 か最寄りの弊社営業所へおかけください。