標準仕様書 型式：MS3773
MS3700薄型プラグイン 絶縁１出力／２出力 プログラマブル mV 信号変換器(仕様プログラム設定型)
概29

要各種センサからの直流 mV 信号を計装統一信号に変換し、PＣからプログラムで入出力の仕様変更が可能な仕様プログラ
ム設定型 薄型プラグイン構造の絶縁 2 出力 mV 信号変換器です。

FAIL RUN

COM86型 式 コ ー ド

ＭＳ３７７３ -□-□□＿
型式
供給電源
Ａ: AC 100～ 240V (50～ 60Hz)
Ｄ: DC 24V
Ｐ: DC 100～ 240V
入力レンジ…(測定入力範囲)
１: 20mV …(スパン 5～18mVDC の範囲で指定)
２: 40mV …(スパン 19～36mV DC の範囲で指定)
３: 80mV …(スパン 37～72mV DC の範囲で指定)
４: 160mV …(スパン 73～144mV DC の範囲で指定)
５: 320mV …(スパン 145～288mV DC の範囲で指定)
６: 640mV …(スパン 289～576mV DC の範囲で指定)
７: 1V …(スパン 577～999mVDC の範囲で指定)
８: 2V …(スパン 1～2V DC の範囲で指定)*任意リニアライズは 6 次多項式により設定可能です。

出力信号
1 出力型
Ａ : 4～20mA DC※1４ : 0～10V DC※2
５ : 0～5V DC※2
６ : 1～5V DC※22 出力型
Ａ１: 4 ～ 20mA DC ／ 1 ～ 5V DC※1Ａ２: 4 ～ 20mA DC ／ 4 ～ 20mA DC※1
４Ｗ: 0 ～ 10V DC ／ 0 ～ 10V DC※2
５Ｗ: 0 ～ 5V DC ／ 0 ～ 5V DC※2
６Ｗ: 1 ～ 5V DC ／ 1 ～ 5V DC※2
※1 固定出力のため出力モード設定ができません。
※2 出力モード設定可能

オプション
未記入: なし(ご指定のない場合はバーンアウト下降となります。)／Ｕ : バーンアウト上昇／Ｄ : バーンアウト下降／Ｌ : 電流２出力高出力負荷型(OUT-1:750Ω/OUT-2:550Ω)／Ｈ : ポリウレタン系コーティング／Ｘ : 特注*特注に関しましては、製作の可否をお問い合わせ下さい。

125(mm)

ご 発 注 時 指 定 事 項・型式コード（測定入力範囲）（例）MS3773-A-5A1（測定入力範囲 0～200mV）*下記の条件内にてご指定下さい。
入力
ソフト表示固有名称 最大測定範囲
ﾚﾝｼﾞｺｰﾄﾞ
12345678｢入力ﾚﾝｼﾞ 20 mV｣｢入力ﾚﾝｼﾞ 40 mV｣｢入力ﾚﾝｼﾞ 80 mV｣｢入力ﾚﾝｼﾞ 160 mV｣｢入力ﾚﾝｼﾞ 320 mV｣｢入力ﾚﾝｼﾞ 640 mV｣｢入力ﾚﾝｼﾞ 1.28 V｣｢入力ﾚﾝｼﾞ 2.56 V｣

仕●電源±9mV±18mV±36mV±72mV±144mV±288mV±499mV±1V

ｽﾊﾟﾝ
5～ 18mV の範囲で指定
19～ 36mV の範囲で指定
37～ 72mV の範囲で指定
73～144mV の範囲で指定
145～288mV の範囲で指定
289～576mV の範囲で指定
577～999mV の範囲で指定
1～2 V の範囲で指定

様部

許 容 電 圧 範 囲 AC100～240V : AC85～264V（47～63Hz）
DC24V : DC24V±10%
DC100～240V : DC85～264V
電 源 感 度 各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
電 源 ヒ ュ ー ズ 160mA ヒューズ
最大消費電力電源
AC100～240V DC24V
DC100～240V
1 出力型
5.0VA 以下/ 1.1W 以下/ 4.8W 以下
2 出力型
5.0VA 以下/ 1.5W 以下/ 6.0W 以下●入力部

入 力 抵 抗 1MΩ以上（停電時：1MΩ @定格入力）
バ ー ン ア ウ ト 上昇、下降、指定なしを設定可能（検出電流 約 55nA）
バーンアウト時間 80 秒以下
但し 1V レンジの場合 160 秒以下、2V レンジの場合 480 秒以下
入 力 許 容 電 圧 25V DC 連続工 場 出 荷 時 指 定 特にご指定がない場合の工場出荷時設定は入力レンジコード：5、 測定入力範囲：0～100mV、バーンアウト DOWN になります。

MQDDK-110729-44 Rev.2.50

Page: 1/3

標準仕様書●出力

型式：MS3773 薄型プラグイン 絶縁１出力／２出力 プログラマブル mV 信号変換器 (仕様プログラム設定型)●取 付 ・ 形 状部

最大出力負荷第 1 出力(DC) 最大出力負荷 第 2 出力(DC) 最大出力負荷
電圧出力2mA 以下
電圧出力2mA 以下
電流出力750Ω以下※3
電流出力350Ω以下※3 但し、第 2 出力が電流出力の場合 550Ωになります。

ゼ ロ 点 調 整 範 囲 スパンの約±4%(RS-232-C を介して、パソコンより調整)
ス パ ン 調 整 範 囲 スパンの約±4%(RS-232-C を介して、パソコンより調整)工 場 出 荷 時 指 定 電圧出力ﾀｲﾌﾟで特にご指定がない場合の工場出荷時設定は､
1 出力型
出力コード：6(1～5V DC)
2 出力型
出力コード：6Ｗ(1～5V DC/1～5V DC)となります｡●ソフト設定内容
ｿﾌﾄ設定可能項目 ・係数設定機能（6 次多項式）追加
・ADC レンジ（入力レンジ）
・測定入力範囲・バーンアウト
・出力信号レンジ・PAUSE 状態
・ゼロ点・スパン調整（スパンの約±4%）(いずれも RS-232C を介して、ﾊﾟｿｺﾝより設定)●基 準 性 能変 換 精 度（入力精度+出力精度）
入力精度レンジ÷スパン×0.02%
ただし、任意リニアライズ精度を除く。
出力精度±0.04%以下
温 度 特 性 100ppm/℃以下
応 答 速 度 260ms 以下(0～90%）@100%ｽﾃｯﾌﾟ入力
CMR
R 100dB 以上（500V AC，50/60Hz）
信 号 絶 縁 入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間取
配法 壁取付、DIN レール取付共用
法 M3.5 ネジ端子接続（電源端子カバー付き/脱落防止機構）
ﾈｼﾞ締め付けﾄﾙｸ 0.8～1[N・m] *推奨値
外 形 寸 法 W29×H86×D125mm（取付ネジ、ソケット端子台含む）
質量 本体 120g 以下、ｿｹｯﾄ端子台 80g 以下●材付線方方質本体ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
端子台
端 子 台 ｶ ﾊ ﾞ ｰ
DIN ﾚｰﾙｽﾄｯﾊﾟｰ
端 子 ネ ジﾌﾟﾗｸﾞ・ｿｹｯﾄ
端子表面処理基板

ABS 樹脂（UL-94V-0）
PBT 樹脂（UL-94V-0）
PC 樹脂（UL-94V-2）
PP 樹脂（UL-94HB）
鉄/ニッケルメッキ
0.2μm/金メッキ
ガラスエポキシ（FR-4：UL-94V-0）

端子配置図、信号割付①②P ＋）（POWERN（－）
GND④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪＋ OUTPUT 1－ OUTPUT 1N.C＋ OUTPUT 2－ OUTPUT 2＋ INPUT－ INPUT
N.C

絶縁絶縁

抵

抗 100MΩ以上（@500V DC）
入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間

耐電圧 [入力、設定用 RS-232C ポート]－[第１出力、第２出力]－[電源、大地]各間：2000V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
電源－大地間：2000V AC 遮断電流 5mA 1 分間
第 1 出力－第 2 出力 間：500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
入力－設定用 RS-232C ポート間
：50V DC 遮断電流 1.0mA 1 分間

Ｓ Ｗ Ｃ 対 策 ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
動 作 環 境 温度：-5～55℃
湿度：5～90%RH（結露のないこと）
保 存 温 度 -10～60℃

MQDDK-110729-44 Rev.2.50

Page: 2/3

標準仕様書

型式：MS3773 薄型プラグイン 絶縁１出力／２出力 プログラマブル mV 信号変換器 (仕様プログラム設定型)

ブ ロ ッ ク 図LED シリアルポート＋入力信号

－

供給電源

⑨⑩P(＋) ①N(－) ②デジタル演算回路

絶縁回路

電源回路

絶縁回路

第 1 出力回路

絶縁回路

第 2 出力回路④ 第 1 出力信号＋⑤ 第 1 出力信号－⑦ 第 2 出力信号＋⑧ 第 2 出力信号－

GND

コ ネ ク タ、 LED●COM（コンフィグレータ接続用コネクタ）

正 面 図

シリアル通信（RS-232C）により PC との接続をする。
通信ケーブルは専用ケーブル：MS-CBL01(MTT 製)を使用します。（PC 側 DSub９ピン メス）
USB ﾎﾟｰﾄを使用する場合は、MS-CBL01 と USB 変換アダ
プタ：REX-USB60F（ラトックシステム社製）をご使用ください。
コネクタ・ピンアサイン
ピン番号12345678

信号名
DVdd
SHDN
N.C.
N.C.
TX
RX
ISOCOMISOCOM

状 態 表 示 LED●表示パターン
モジュール

LED

内容

ステータス

補足

青（RUN）

赤（FAIL）

INIT 状態●●

RUN 状態●‐PAUSE 状態

全コマンド同様◎‐

点滅パターン：●●●●○○○○ERROR 状態

ADC 異常‐◎点滅パターン：●●●●○○○○●○

DA 出力異常‐◎点滅パターン：●●●●○○○○●○●○

バーンアウト‐◎点滅パターン：●●●●○○○○●○●○●○

電源異常‐◎点滅パターン：●●●●○○○○WDT‐●消灯の場合あり

メモリ‐●消灯の場合あり

電源異常‐●消灯の場合あり

HALT 状態【注意】
1.消灯：‐または○、点灯：●、点滅：◎
2.補足欄の丸印（○、●）1 個当りの単位は 0.25s

MQDDK-110729-44 Rev.2.50

Page: 3/3