証期間内に通常のお取扱いで万一故障が生じた場合は、面の保証規定により無償で修理いたします。
本書を添付の上ご依頼ください。
お名前ご住所〒)－（お電話番号（)－（）◎裏面の保証規定をよくお読みください。
◎本保証書は日本国内でのみ有効です。

◎本保証書の再発行はいたしかねますので、大切に保管してください。

販売店名

共立電気計器蕊（⑨

本社営業部東京都目黒区中根2-5-20〒152
念03(3723)O13IFAXO3(3723)Ｏｌ５２
大阪営業所大阪府吹田市垂水町3-15-3〒564江坂三畠ビル6Ｆ
念06(337)8548FAX,06(337)8590
四国営菓所愛媛県東宇和郡宇和町坂戸480〒797
竃0894(62)Il71FAXO894(62)5531
工場東京・宇和島・愛媛

ＩＳＯ９００１

lSO9001/JlSZ9901APPROVEDBYBVO1

国際品質保証規格取得’’

電池式デジタル接地抵抗計

蝿………………幸….………………幸幸辮…………………………鐘９５－１２璽

、一一一共立製品をお買い上げいただきありがとうございます。

ｆ………………十十十………ｆｌｆｆｆｆｆ十十十………ｆｆｆ…ｆｆｆｆ…………………：…………十十

保証期間二f購入曰（年月曰）より－カ年間
保一裏……十十…十十十………………十十………………………十十十…………………………………十十……………

製造番号

ＭＯＤＥＬ－４１０５

囮｜》

取扱説明書

鰊………率…保証書…………簔薄

９２－１３２７‐1．使用上の注意(安全に関するご注意）

目次
1.使用上の注意（安全に関するご注意）…………..……………･…１０本器は、以下の規格に準拠して設計、製造、試験きれています。

２.特長……･……………………………………………･………･………３●ＪＩＳＣ1３０４－９５接地抵抗計

３.仕様………･…………………･……………………………………･…４●JISCO911-84小型電気機器の振動試験方法●JISCO912-84小型電気機器の衝撃試験方法

４.各部名称……･･………･…………………………･……･……………･６５.測定を始める前に……………･……………･……………･…………７

一●JISCO920-93電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入

６.測定方法……………･…･…………………………………･…………８６－－１精密測定･…………………………………･…･……………８６－－２簡易測定……･…………．.…･…………………･………･…10

7.電池の交換方法…･……･…………..………･……………………･…12
8.ケース及びベルトの説明…………………･…･…………………･…1３８－１ケース上蓋の収納方法..………………………………･…1３８－２ベルトの取付方法………………･……………………･…･149.修理を依頼きれる前に………･･…･………………………･……･…･1５（mC529）に対する保護等級（IP54）。

●IEC1010過電圧ＣＡＴⅢ

Ｏ感電などの危険を各けるため、またこの測定器を正しく使っていただくため、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

｡⑥この取扱説明書には、使用上特に注意しなければならない事柄を小小△危険と△注意で示してありますので、よくお読みください。

△危険は感電事故などを起こきないための注意事項､△注意はこの測定器を壊したり、測定誤差を起こきないための注意事項です。
⑥安全のため、次の注意事項をお守り〈だ言い。
(1)i則定を始める前に、レンジスイッチを必要なレンジにセットしたことを確認してください。

(2)測定コードのプラグはしっかりと根元まで端子に差し込んでくだきい･(3)本体がi濡れている状態では、測定コードの接続は行わないでくだきい゜,(4)各レンジには、そのレンジの爺大定格を超える電気:量を加えないでください。

(5)被測定物に測定コードを接続したままレンジを切り換えないでください。

１

(6)測定端子間にＡＣまたはＤＣの200Ｖを超える電圧が加わらない

２．特長

ように注意してください。

(7)引火性のある場所で測定しないでくだきい゜火花がでて爆発す

本器は、配電線・屋内配線・電気機械器具等の接地抵抗測定器です。

ることがあります。

また、地電圧を測定するための接地電圧計レンジを備えています。

(8)この測定器を使用しているうちに、本体や測定コードに亀裂が生じたり、金属部分が露出したときは、使用を中止して〈だ言Ｏ防塵・防滴機能JIsco920-93保護等級（防まつ形一IP54）に準・拠して設計、製造、試験きれており、悪天候下での測定帥J能でい。

(9)電池を交換するために、電池裏蓋を開けるときは、必ずその前に測定コードを端子からはずし、レンジスイッチをＯＦＦにして〈だぎい。

(10本体が濡れている状態での電池交換は行わないでください。

(11)使用後は必ずレンジスイッチをＯＦＦにしてくだきい。
(12)高温多湿、結露するような場所及び直射日光下に長時間放置しす。
ざＯ測定値が見やすい大型デジタルタイプの表示部を採用しています。

Ｏ携帯に便利なソフトパッグの採用で、付属品等の持ち運びに便利です。

◎接地抵抗測定時、補助接地抵抗が不適切または大きすぎる場合にないでくだきい゜(13)この測定器を50℃を超える温度の場所に置かないでくだきい゜(14)長時間使用しないときは、電池を取り外して保管してくだきい゜(１，本体が濡れているときは、乾燥後保管してください。

２

は、チェック機能が働いて警告表示します。

Ｏ簡易測定プローブを使用して簡易測定ができます。

－３

●消費電流（電源電圧：９ＶＤＣ時の代表値）

3．仕様

待機時

測定｜畔

精密測定

20ｍＡ

42ｍＡ（2000Ｑレンジ/1900Q測定IKlF）

簡易測定

20ｍＡ

42ｍＡ（2000･レンジ/1900Qillll定IlilF）

測定項目●測定範囲及び確度（塩湿度23℃４５～75％ＲＨにおいて）接地電圧0-199.9Ｖ(50,60Ｈｚ）

接地抵抗

0-19.99/0-199.9/O-1999Q
注)補助接地抵抗は500Ｑとする。

確度20ｍＡ

接地電圧％rdg±4.9ｔ●付属品±2％rdg±ｑｌＱ(0～19.99｡）±2％rdg±3.9t(20Q以上）

Ｍ-7095アース測定コード
Ｍ-8032補助接地棒

Ｍ－７０９４簡易測定プローブ●適応規格●ＪＩＳＣ１３０４－９５

接地抵抗計

単３マンガン乾電池●ＪＩＳＣＯ９１１－８４

小型電気機器の振動試験方法

取扱説明書●JISCO912-84

小型電気機器の衝撃試験方法

ベルト●JＩＳＣＯ９２０－９３

電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入

携帯ケースに対する保護等級（防まつ形-IP54）●ＩＥＣｌＯ１０

過電圧ＣＡＴＩＩＩ

ｏ応答時間

接地電圧：約１秒、接地抵抗：約４秒●表示1999（３１/2桁）大型LCD●絶縁抵抗

電気回路と外箱間で５ＭQ以上／500Ｖ●耐電圧

電気回路と外箱間でＡＣ3700Ｖ１分間●外形寸法

105(Ｌ）×158(Ｗ)×70(Ｄ)mｍ●重量約5409（乾電池を含む）●電源単３マンガン乾電池Ｒ６ＰＬ５Ｖｘ６本●使用温湿度範囲

０℃～＋40℃相対湿度75％以下●保存温湿度範囲-10℃～＋50℃相対湿度75％以下（結露のないこと）■●過負荷保護電圧●接地電圧

ＡＣ300Ｖ1分間●接地抵抗

E-P、E-C各端子間にＡＣ200Ｖ10秒間－４

５

１２１６１１１

測定範囲

組本組本部組桐

測定項目

接地抵抗

5．測定を始める前に

4．各部名称

５－１電池電圧の確認⑥

本器の電源をＯＮにした状態で、表示部に電池交換マーク“笛，,が点灯していないことを確認して〈だ言い。電池交換マークが点灯している場合は７．電池の交換方法を参照の上、電池を交換してく⑦だきい。
ＭＯＤＥＬ７０９５ｑ⑧⑤①①－－－－

プラグの接続は、根元まで確実に差し込んでくだきい゜接続が浅いと接触不良になって測定値に誤差が出る可能性があります。

】ＵＦＬＢＬＶ

０②－－－－ .■ ０５－２プラグの接続｡■■⑨■

ＭＯＤＥＬ７０９４

図１．各部の名称①LCD表示部②電池交換マーク③測定表示ランプ（緑色）④測定スイッチ（PRESSTOTEST）⑤レンジスイッチ⑥端子⑦アース測定コート『（Ｍ-7095）⑧補助接地棒（Ｍ-8032）⑨簡易測定プローブ（Ｍ-7094）－６７－②地電圧のチェック

6．測定方法上記の状態でレンジを“接地電圧,，（ＥＡＲＴＨＶＯＬＴＡＧＥ）にしてくだきい。

△危険

このとき、表示部に電圧が表示された場合は、地電圧が存在します。この電圧が10Ｖより下であることを確認してくだきい･もし、１０Ｖ以上の場合は、接地抵抗の測定値に誤差を生じる可接地抵抗測定時には、Ｅ－ＣかＥ－Ｐどちらかの端子間に厳大約50Ｖの電圧が発生しますので、感電しないように充分注意して〈だ君い゜

６－１精密測定①補助接地棒の打ち込みと配線
被測定接地体から約５－１０ｍ間隔で、ほぼ一直線上に補助接地Ｉ能性がありますので、被測定接地体を使用している機器の電源を切るなどして地電圧を低くしてから接地抵抗の測定を行ってくだきい゜③精密測定

まず2000･レンジにしてから“測定”（PRESSTOTEST）ス
イッチを押してくだきい゜LEDが点灯して測定中であること

棒Ｐ端子用、Ｃ端子用をそれぞれ大地に深く打ち込み、本器のＥ、Ｐ、Ｃ端子からの測定コード(緑)(黄)(赤)を被測定接地体、補助接地棒Ｐ、補助接地棒Ｃの順に接続します。

を示します。表示値が小さい場合は順に200Q、２０Ｑレンジに切り換えてくだきい゜このときの表示値が被測定接地体の接地抵(注)補u)j接地棒はできるだけiliii気の多い土の部分に打ち込んでくだきい゜やむを得ず乾燥したところまたは、小石の多い抗値です。

（注）もし、表示部に“…,,が出ましたら、補助接地棒Ｃの補助接地抵抗値が大きすぎて本器が定電流を流せない警告ですから、各測定コードの接続、補助接地棒の接地抵抗を再ところや砂地の場介は、接地棒を打ち込んだ部分に水を力，Ｉﾅて光分にMiil気を持たせて〈だ吾い。

確認してください。

コンクリート'七て゛は接地棒をねかせて水をかけるか、濡れ雑JiJ等を接地棒の－１２にかけて測定して〈だぎい。

△注意

測定コードを撚り合わせたり、接触した状態で測定しますと、Ｉ誘導の影響を受ける場合がありますので<それぞれのコードを離して〈だ言い。補助接地抵抗が大きすぎる場合、指示値に誤差を生じることがありますので、水分の多い場所に補助接地棒Ｐ、Ｃをおのおの慎重に打ち込み、各接続部の接触を充分仁して〈だ言い。

地棒

図２．精密測定接続図－８－９－

６－２簡易測定②地電圧のチェック

この測定は補助接地棒が打ち込めない場合に便禾ﾘな測定法です。

上記の状態でレンジを“接地電圧”（ＥＡＲＴＨＶＯＬＴＡＧＥ）に補助接地極として、既存のできるだけ小きい接地抵抗の接地極を利してくだきい゜

用し、２端子法（Ｅ、Ｐ）で測定します。使用可能な接地極としてこのとき、表示部に電圧が表示きれた場合は、地電圧が存在しは、金属製水道管等金属製埋設物、商用電源の共同アースまたはピます。この電圧が10Ｖより下であることを確認して〈だ言い。

もし、１０Ｖ以上の場合は、接地抵抗の測定値に誤差を生じる可ル等の第１種接地極（避雷針等）が利用できます。
本器には簡易測定に便利な簡易測定プローブが付属しています。

■①配線
以下の配線を行ってください。

句（注)本器に付属している簡易測定プローブを使用しない場合には、能性がありますので、被測定接地体を使用している機器の電源を切るなどして地電圧を低くしてから接地抵抗の測定を行ってください。

③簡易測定
まず2000Ｑレンジにしてから“測定,，（PRESSTOTEST）ス

Ｐ端子とＣ端子をショートきせる必要があります。

イッチを押してくだきい･LEDが点灯して測定中であること赤を示します。表示値が小さい場合は200Ｑレンジに切り換えて〈だぎい。このときの表示値が被測定接地体の接地抵抗値です。
（注)もし、表示部に“…”が出ましたら、補助接地棒Cの補助接地抵抗値が大きすぎて本器が定電流を流せない警告ですか

三１次Ｉ

ら、各測定コードの接続、補助接地棒の接地抵抗を再確認して

輝率

くだきい゜

する-＝ろ(注)●測定電流は、約２ｍＡと低いため、漏電ブレーカの付いている商用電源のアース側を使用してもブレーカを作動きせ

図３．簡易測定接続図

ません。

△危険

『

商用電源の接地側を使用する場合は、感電しないように充分注
意してくだきい゜

本器で商用電源の電圧を測定しないでくだきい゜｡●簡易測定による測定値について

簡易測定の場合、２端子法ですのでP端子に接続した接地極の接地抵抗値reが真の接地抵抗値ＲＸに加算きれて、指示値ＲＥにあらわれます。
指示値ＲＥ＝ＲＸ＋ｒｅ

このreがあらかじめわかっている場合は､指示値ＲＥよりｒｅをマイナスして真の抵抗値を求めてくだきい゜
真の抵抗値ＲＸ＝ＲＥ－ｒｅ－１０－－１１－

８．ケース及びベルトの説明

7．電池の交換方法

８－１ケース上蓋の収納方法△危険

ケース上蓋は測定時に本体裏側に収納することができます。

１.本体が濡れている状態で電池蓋を開けることは絶対にしないでくだきい。

2.1111定中の電池交換は絶対にしないで〈だざい。また感電事故①ツメをはずしケース上蓋を開ける。
■

をきけるため電池交換は、レンジスイッチをＯＦＦにして、測定コード・フ･ローブ等を必ずはずしてから行ってくだきい゜＄●レンジスイッチを必ずOFFにし、測定コード．プローブ等の接続をはずして〈だ言い。

②上蓋を180.回転きせる。

●本器底部にある電池蓋の止めｵ､ジ２個をゆるめて、電池蓋をはずしてください。

●電池は６本すべて新しいものと交換して〈だ書い゜交換の際は、極性を間違えないように充分注意してくだきい゜③上蓋を本体裏側に収納。

句④ツメを止める。

堀ち

図４．電池の交換方法

図５．ケース上蓋の収納方法
巳－１２－－１３－

８－２ベルトの取付方法

9．修理を依頼される前に付属のベルトを取り付けることにより、首にかけて測定すること●電源を０Ｎにしても表示部に“000,’が表示しない。
→乾電池が入っているかどうかあるいは乾電池の向きが合っていができます。これにより、両手が自由に使用でき、作業が簡単かつ安全に行えます。

るかどうかを本器底部の電池蓋を開けて確認して〈だ言い。
（７項参照）
己夢＝亀尚、購入時は本器に乾電池は実装きれていませんので、付属品の乾電池をお客様が入れてくだきい。

●接地電圧測定時“１，，と表示する。

→過大入力を加えていないか確認してください。

200Ｖ以上で最上位桁の１だけが点灯します。電圧測定時￣“１E言１，/リ，，と表示した場合はすぐに測定を中止してください｡20Ｗを超える上本器を損傷きせる恐れがあります。

●接地抵抗が測れない。表示部に‘`…，，と表示する(精密測定）→補助接地抵抗が大きく定電流が流せない状態ですので次のよう

図６．ベルトの取付方法にしてみて〈だ言い。

●補助接地棒の場所を差し替える、あるいは深くする。

●Ｃ端子の測定コード(赤)先にある補助接地棒Ｃに水をかける。
Ｅ、Ｐ、Ｃの測定。－Ｆをショートして表示部の指示値が"0.00”に近い数値になれば本器は正常です。
二可

詳しくは６項を参照〈だきい。

●接地抵抗が測れない。表示部に‘`…”と表示する(簡易測定）→補助接地抵抗が大きく定電流が流せない状態ですので次のようにしてみて〈だぎい。

。Ｐ端子の補助接地極に使用している場所（金属製水道管、商用電源のアース等)の接続を確認する｡または補助接地極を変更する。
詳しくは６項を参照〈だきい。
－１４－－１５－

保証規定●修理のご依頼について●

保証期間中に生じました故障は、以下の場合を除き無償で修理いたします。

輸送中に損傷しないように充分梱包した上､下記修理センターま１.取扱説明書によら】9:い不適切な取扱い、使用方法、保管方法

たは取扱店までお送りくだきい゜が原因で生じた故障。
⑪〒797愛媛県東宇和郡宇和町坂戸480
共立電気計器株式会社

修理センター

２．お買い上げ後の持ち運びや輸送の間に、落下きせろなど異常な衝撃が加わって生じた故障.
３．当社のサービス担当者以外の改造、修理、オーバーホールが原因で生じた故障。

狂0894-62-1171

４.火災、地震、水害、公害およびその他の天変地異が原因で生FAXO894-62-5531

じた故障。

５.傷など外観上の変化。
６．その他当社の責任とみなされない故障。
７．電池など消耗品の交換、補充。
８.保証書のご提出がない場合。
◎ご注意

当社で故障状態の確認をぎせていただき、上記に該当する場合は有償ときせていただきます。

輸送途中に損傷が生じないように梱包を施し、当社修理センターまたは取扱店宛にお送りくだきい゜
凸この説明書に記載されている事項を断りなく変更することがありますのでご了承ください。

ｂ

年月曰

修理内容

担当者