取扱説明書

キューメグアース
MODEL− 6 0 1 7・6 0 1 8

目 次
１．使用上のご注意……………………………………………………１
２．特長……………………………………………………………４
３．仕様……………………………………………………………６
４．各部の名称………………………………………………………… 10
５．測定準備
５−１ 電池のセット……………………………………………… 11
５−２ 零位調整（メーターゼロ零調整）……………………… 12
５−３ 測定コードのセット……………………………………… 12
５−４ 電池電圧の確認…………………………………………… 13
５−５ 動作表示ＬＥＤ…………………………………………… 13
５−６ スケール板の照明………………………………………… 14
５−７ ストラップベルトの取り付け方法……………………… 14
５−８ ケース上蓋の収納方法…………………………………… 15６．測定６−１ 交流電圧の測定…………………………………………… 16
６−２ 絶縁抵抗の測定…………………………………………… 18
６−３ 絶縁抵抗の連続測定……………………………………… 20
６−４ 測定端子電圧特性………………………………………… 20
６−５ 接地抵抗の測定…………………………………………… 21
６−６ 精密測定…………………………………………………… 21
６−７ 簡易測定…………………………………………………… 24
７．ラインプローブ用各種先端金具の説明及び交換方法………… 27
８．アースライン用アダプターの説明及び交換方法 ………………28
９．別売オプション品について
９−１ コードリール付アースコードセットの使用方法……… 29
10．メーターカバー及び本体のクリーニングについて…………… 30
11．故障と思われる前に……………………………………………… 31
12．アフターサービス………………………………………………… 32
保証書

１．使用上のご注意
本製品はJIS C 1010-1：電子測定装置に関する安全規格に適合して設計・製造の上、検査合格した最良の状態で出荷されています。
この取扱説明書には、使用される方の危険を避けるための事項及び本製品を損傷させずに長期間良好な状態で使用していただいくための事
柄が書かれていますので、お使いになる前に必ずお読みください。

#警告◦本製品を使用する前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで理解してください。

◦この取扱説明書は、手近な所に大切に保管し、必要なときいつでも取り出せるようにしてください。

◦取扱説明書で指定した製品本来の使用方法を守ってください。

◦本書の安全に関する指示に対しては、指示内容を理解の上、必ず守ってください。
指示に従わないと、怪我や事故のおそれがあります。危険及び警告、注意事項に反した使用により生じた事故や損傷については、弊社として責任と保証を負いかねます。
○本製品に表示の#マークは、安全に使用するため取扱説明書を読む必要性を表しています。尚、この#マークには次の３種類がありますので、それぞれの内容に注意してお読みください。

#危険：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は、重傷を負う危険性が高い内容を示しています。

#警告：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡又は、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

#注意：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

̶1̶

#危険

◦本器は低圧回路用に設計されていますので、600Ｖ以上の高圧回路では、絶対に使用しないでください。

◦本製品はCAT IIIに適合しています。CAT IIIを超えるカテゴリ（CATIV等）に該当する場所では絶対に測定を行わないでください。

◦引火性ガスのある場所で、測定しないでください。

火花が出て爆発する危険があります。

◦電圧測定時に測定コードの先端金具で電源ラインを短絡しないように注意してください。人身事故の危険があります。

◦本 器または、手が濡れている状態では絶対に使用しないでください。
◦測定の際には、測定範囲を越える入力を加えないでください。
◦測定中は絶対に電池蓋を開けないでください。
◦指定した測定方法及び条件以外で使用した場合、本体の保護機能が正常に動作せず本器を破損したり感電等の重大な事故を引き起こす可能性があります。
◦本製品の使用前あるいは指示結果に対する対策を取る前に、既知の電源で正常な動作を確認してください。
◦測定の際は指先等が、保護用フィンガガードを越えることのないよう充分注意してください。

#警告◦この測定器を使用しているうちに、本体や測定コードに亀裂が生じたり、金属部分が露出したときには、使用を直ちに中止してください。

◦測定コードを接続する際には測定スイッチを押さないでください。
◦本器の分解、改造、代用部品の取り付けは、行わないでください。

修理、校正、調整が必要な場合は当社または、取り扱い販売店にご依頼ください。
◦絶縁抵抗測定中及び測定終了直後には、被測定回路に触らないでください。試験電圧で感電の危険があります。
◦本器が濡れているときには電池交換を行わないでください。
◦測定コードはコネクタを根元まで確実にソケットに差し込んでから使用してください。
また、測定コードを抜き取るときには、本体をしっかり持ちコ
ネクタ部を握って、抜き取ってください。
̶2̶◦コードの部分を握り引き抜くことは断線、感電等の恐れもありますので絶対にしないでください。

◦電 池交換のために電池蓋を開ける際には、レンジスイッチをＯＦＦにし測定コードを外してください。

◦測定コードのコード内部から金属部分または外装被覆と異なる色が露出したときは、直ちに使用を中止してください。

#注意◦測定を始める前に、レンジスイッチを必要な位置にセットしたことを確認してください。

◦測定物に測定コードを接続したままレンジスイッチを切り替えないでください。

◦使用後は必ずレンジスイッチをＯＦＦの位置にしてください。

また、長期間使用されない場合には、電池の液漏れによる腐食を防ぐために電池を取り外して保管ください。
◦高温多湿、結露するような場所及び直射日光の当たる場所に本器を放置しないでください。
◦クリーニングには研磨剤や溶剤を使用しないで中性洗剤か見ずに浸した布を使用してください。
◦本製品は防じん・防水構造となっていません。ほこりの多い場
所及び水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。
故障の原因となります。
記号の説明
本製品および取扱説明書には、以下のシンボルマークが表示されています。それぞれのマークが意味する内容をよく理解した上でご使用ください。

1
#
)


二重絶縁または強化絶縁で保護されている機器を示します。
人体及び機器を保護するため、取扱説明書を参照する必要がある場合に付いています。
アースを示します。
感電の危険がある部分を示します。

本製品は、WEEE指令（2002/96/EC）マーキング要求に準拠しています。この電気電子製品を一般家庭廃棄物として廃棄してはならないことを示します。
̶3̶

○測定カテゴリについて
安全規格IEC61010では測定器の使用場所についての安全レベルを測
定カテゴリという言葉で規定し、以下のようにO〜CATⅣの分類をしています。この数値が大きいほど過渡的なインパルスが大きい電気環境であることを意味します。CATⅢで設計された測定器CATⅡで設計されたものより高いインパルスに耐えることができます。
O：主電源に直接接続されていない他の回路
CATⅡ：コンセントに接続する電源コード付機器の電気回路
CATⅢ：直接配電盤から電気を取込む機器の1次側及び分岐部からコンセントまでの電路
CATⅣ：引込み線から電力量計及び1次過電流保護装置（配電盤）までの電路

0：主電源に直接接続されて
いない機器

２．特 長
キューメグアースMODEL6017・6018は600V以下の低圧設備の絶縁抵抗測定及び配電線､ 電気器具等の接地抵抗測定に加え交流電圧､ 地電圧を測定できる､ まさにオールマイティーな測定器です｡◦絶 縁抵抗測定は､ ３レンジ定格（Ｍ- 6017は125/250/500V, Ｍ- 6018では250/500/1000V）を装備し､接地抵抗測定においても､ 精密測定３レ
および簡易測定３レンジ（12 , 120 , 1200Ω）を装備しンジ（12 , 120 , 1200Ω）
̶4̶

ております｡
また､ 交流電圧AC600V、地電圧AC12Vのレンジを装備しています｡◦絶 縁抵抗計1000Vレンジにセットすると、ブザー（断続音）が鳴り高
電圧警告します。
（Ｍ- 6018のみ）◦オートディスチャージ機能付きで絶縁抵抗測定後は、被測定物に充電した電荷を自動的に放電し､ またその放電状態はメーターで確認することができます｡◦暗い場所や夜間作業に便利なスケール照明を装備◦レンジスイッチとスケール板はレンジ毎のカラー表示ですので､ どのス
ケール目盛を読めばよいのかが分かりやすく､ また､ 読み間違いも防止できます｡◦絶 縁抵抗､ 接地抵抗､ 地電圧、BATT. CHECKともに動作時には動作
表示ＬＥＤ（赤色）が点灯します。また接地抵抗測定時には定電流が出力され､ 正常な測定状態であるかを常にＯＫランプ（緑色）により確認することができます｡◦リモートプローブ付き測定コードを標準装備しており､ プローブの先端金具は用途に合わせて交換が可能です｡
また､ 絶縁抵抗測定､ 簡易接地抵抗測定ともに一本のプローブで測定できる設計ですので､ プローブの付け替え作業等の手間が省け作
業効率をアップさせます｡◦安全シャッターの採用により､ 誤使用を防止し、安全性がアップします。
◦衝撃に強い新素材（エラストマー）ケースを採用◦精密接地抵抗測定用コードは収納に便利なコードリールと接地棒がセットで別売オプション品となっています｡◦肩掛けストラップベルトが付属されているので両手を自由に動かすことができ、作業をスムーズにかつ安全に推し進めることができます。

̶5̶

３．仕 様３−１ 適用規格
JIS C1302（絶縁）IEC 61010-1、-2-030 CATⅢ600V, 汚染度２
IEC 61557-1、-2
JIS C 0920 (IEC 60529) IP40
IEC 61326-1, 2-2 (EMC)
環境規格 欧州RoHS指令適合
IEC 61010-031
MODEL7103A･･･CAT III 600V（先端金具8256装着時）
CAT II 1000V（先端金具8072装着時）
CAT II 1000V（先端金具8017A装着時）
CAT III 600V（ワニグチクリップ装着時）
CAT II 600V（フラットテスト棒装着時）（CAT III以上の環境で使用できるのは先端金具8256とワニグチク
リップ装着時のみ）※本体と先端金具、測定コードを組み合わせた際、測定カテゴリ
は、低い方の測定カテゴリ及び電圧値に制限されます。
３−２ 絶縁抵抗計測定範囲および許容差
MODEL 6018
モ
デ
ル
MODEL 6017
レン
ジ 1000V/2000ＭΩ 500V/100ＭΩ 250V/50ＭΩ 125V/20ＭΩ
定格測定電圧
1000Ｖ
500Ｖ
250Ｖ
125Ｖ
測 定 範 囲 ０〜2000ＭΩ ０〜100ＭΩ ０〜50ＭΩ ０〜20ＭΩ
中央表示値
50ＭΩ
２ＭΩ
１ＭΩ
0 . 5ＭΩ
DC1000V＋20％
DC500V＋20％
DC250V＋20％
DC125V＋20％
無負荷電圧
− 0％
− 0％
− 0％
− 0％
１〜１. ６mA DC以内
短 絡 電 流但し【電流通過時の電圧降下≦ 500ｍＶ】の電流計で測定する

1ＭΩ負荷 0 . 5ＭΩ負荷 0 . 25ＭΩ負荷 0 . 125ＭΩ負荷定格測定電流１〜１. ２mA DC以内
但し【電流通過時の電圧降下≦ 500ｍＶ】の電流計で測定する

第１有効測定 2〜1000ＭΩ 0 . 1〜50ＭΩ 0 . 05〜20ＭΩ 0 . 02〜10ＭΩ
範囲許容差
指示値の±５％以下
第２有効測定 ０及び∞目盛を除く第１有効測定範囲以外の目盛
指示値の±10％以下
範囲許容差
０・ ∞ 目 盛 確 度
目盛長の 0 . 7％以下
（偏位の許容範囲）
̶6̶

●動作不確かさ
絶縁抵抗計における動作不確かさ（B）は第１有効測定範囲（精度保証範囲）において、公称使用範囲内で得られる不確かさで、使用する機器の固有不確かさ（A）と、各影響量による変動（En）から下式で算出され、JIS C 1302では±30％以内と規定されています。固有不確かさ（A）
は、標準状態における絶縁抵抗計の性能特性の不確かさを表します。
動作不確かさ(JIS C 1302)
・計算式

B = ±(｜A｜+ 1.15 x √E12 + E22 + E32 )

A
E1
E2
E3
３−３
レ
測
出

固有不確かさ姿勢の影響（標準姿勢±30°）
供給電圧の影響（電池状態LEDが赤になるまで）
温度の影響（0℃〜40℃）
接地抵抗計測定範囲および許容差
精密測定
定
力

ン

範
電

許

容

３−４

簡易測定

レ
測

定

許

ン

範

容

ジ
囲
流

×１Ω
×10Ω
×100Ω
０〜12Ω
０〜120Ω
０〜1200Ω
AC2 . 5mA MAX，820±10Hz
最大目盛値の±３％以下
差（補助接地抵抗値が100Ωおよび500Ωのとき）
ジ
囲
差

×１Ω
×10Ω
×100Ω
０〜12Ω
０〜120Ω
０〜1200Ω
最大目盛値の±３％以下（測定コードの抵抗値を差し引いた値）※出力電流は精密測定時と同じ
３−５ 交流電圧計測定範囲および許容差
レ
測
周
許

定

ン
波
容

範

ジ
囲
数
差

AC600Ｖ
０〜600Ｖ

地電圧 AC12V
０〜12Ｖ
50／60Hz
最大目盛値の±３％以下

̶7̶

３−６

入力インピーダンス
レンジ
入力インピーダンス
AC600V
2 . 8ＭΩ
地電圧 AC12V
25ｋΩ

３−７
レ

消費電流（電池電圧 12 Ｖ DC 時の代表値）
ン

ジ
1000V
500V
絶縁抵抗計
250V
125V
接 地 抵 抗 計
精 密 測 定接 地 抵 抗 計
簡 易 測 定地
電
圧
BATT.CHECK時
スケール照明点灯

出力短絡時 定格電流出力時 中点測定時
155 mA
270mA/1MΩ 145mA/50MΩ
145 mA
190mA/0.5MΩ 130mA/2MΩ
130 mA
145mA/0.25MΩ 120mA/1MΩ
130 mA
130mA/0.125MΩ 115mA/0.5MΩ
190

mA

140

mA

待機時（∞）

145mA
130mA
120mA
120mA

50 mA
Ｍ−6017→200mA／Ｍ−6018→270mA
70 mA増加

３−８ 測定回数 電池有効範囲内で可能な測定回数（5秒完測定、25秒間休止）
レンジ

1000V
500V
絶縁抵抗計
250V
125V
精密×100Ω
接地抵抗計
簡易×100Ω

試験抵抗
1MΩ
0.5MΩ
0.25MΩ
0.125MΩ
1200Ω
1200Ω

電池有効範囲内で可能な測定回数
1,000回以上
2,000回以上
3,000回以上
3,500回以上
3,000回以上
4,000回以上

３−9 一般仕様
使用温湿度範囲： ０℃〜＋ 40℃ 85％以下 (結露のないこと)
保存温湿度範囲：−10℃〜＋ 50℃ 75％以下 (結露のないこと)
応答時間：絶縁抵抗計：３秒以内
接地抵抗計：４秒以内
̶8̶

注記◦絶縁抵抗測定において容量性負荷の場合は表示が安定するまでに時間がかかることがあります｡
温度の影響：周囲温度を20℃から±20℃変化させたとき20℃の表示値からの変化は下記の点で±５％以下とする。
絶縁抵抗計……中央表示
接地抵抗計……10Ωの目盛の点
電源：単３形マンガン乾電池（R6P）× ８本
最大定格電力 ：3 . 5VA
絶縁抵抗：電気回路と外箱間で100MΩ以上/DC . 1000V
耐電圧：電気回路と外箱間でAC5,160V(50/60Hz)/5秒間
過負荷保護：測定端子間に下表の交流電圧（50/60Hz）を10秒
間印加後異常がないこと
1 0 0 0 Ｖレンジ
その他のレンジ
接 地 抵 抗 計 すべてのレンジ
交
流
電
圧
計
地
電
圧
計
絶縁抵抗計

ＡＣ1200Ｖ
ＡＣ 600Ｖ
ＡＣ 250Ｖ
ＡＣ 750Ｖ
ＡＣ 250Ｖ

本体外形寸法：本 体 130（Ｌ）×183（Ｗ）×100（Ｄ）ｍｍ
質量：約1000ｇ（乾電池を含む）
付
属
品
MODEL 7103A リモートスイッチ付測定コード
MODEL 7131B 安全ワニグチクリップ
MODEL 7161A フラットテスト棒
MODEL 9092 コードケース
MODEL 8017 先端金具・ロング
単３形マンガン乾電池 Ｒ６Ｐ
MODEL 9121 肩掛ベルト
取扱説明書

̶9̶

×１
×１
×１
×１
×１
×８
×１
×１

４．各部の名称

⑤

⑩
⑬ ⑫
⑨⑪
⑦⑧ ⑥

④

⑭

③
㉔

㉔
②

①

⑮

①メーターゼロ調整器②測定スイッチ④指針③スケール板⑥接地抵抗及び地電圧目盛⑤絶縁抵抗目盛⑧電池有効範囲⑦交流電圧目盛⑩ＯＫランプＬＥＤ⑨動作表示ＬＥＤ⑫スライドカバー⑪プローブソケット⑬接地抵抗精密測定用端子（オプションの精密測定用アースコードＭ−7095使用時に使用します｡）⑭ライトスイッチ⑮レンジスイッチ⑰フラットテスト棒⑯安全ワニグチクリップ⑲標準先端金具（モールド）MODEL8256⑱リモートスイッチ⑳ラインプローブ㉑リモートスイッチ付測定コード㉓先端金具（ロング）㉒プローブコネクタ㉕アースライン㉔ストラップベルト用ガイド㉖保護用フィンガガード※保護用フィンガガード：‌操作中の感電事故を防ぐため、最低限必要な沿面及び空間距離を確保するための目印です。
̶ 10 ̶

５．測定準備
５−１

電池のセット#危険◦測定中は電池の交換は絶対にしないでください。

#警告◦感電事故を避けるため、電池交換の際には本体のレンジスイッチ

を必ずＯＦＦにし、測定コードを本体より外してください。又、電池交換後は必ず電池蓋をネジ締めしてから使用してください。

#注意◦電池は新しいものと古いものとを混ぜて使用しないでください。
◦電池の極性を間違わないように、ケース内の刻印の向きに合わせて入れてください。

① レンジスイッチをＯＦＦにし､ 測定コードを外します｡② 本体裏側の電池蓋止めネジをゆるめ電池蓋を外して電池をセットします。
③ 電池セット後、電池蓋をかぶせ、ネジをしっかり締め取り
付けてください。
④ 電池交換の際は、８本すべて新しいものをご使用ください。
電池蓋止めネジ

注記◦長期間使用されない場合は、電池の液漏れによる腐食を防ぐた
め電池を取り外し保管してください。
̶ 11 ̶

５−２ 零位調整（メーターゼロ調整）
レンジスイッチ及び測定スイッチはＯＦＦの状態でメーターゼロ
調整器をドライバー等で回し、∞目盛の中央に正しく合わせます。
５−３ 測定コードのセット
スライドカバーを精密測定端子側へスライドさせ測定コードのプローブコネクタを、本体のプローブソケットのコネクタの向きに合わせて確実に差し込んでください。
注記◦ 購入時は上記のようにセットされプローブソケット側がオープンされています。接地抵抗測定の精密測定時以外スライドカバ
ーの位置はこの状態でお使いください。

プローブソケット
プローブコネクタ#危険◦ レンジスイッチが絶縁抵抗、接地抵抗の位置にある場合には、測定スイッチ又は、リモートスイッチを押すと測定コードの先
端金属部分には高電圧が発生しています。金属部分には触れないようにしてください。感電の恐れがあります。
̶ 12 ̶

５−４ 電池電圧の確認① レンジスイッチをBATT．CHECKの位置にします。
② 測定スイッチ又は、プローブのリモートスイッチをＯＮにします。
③ 指針が振れますので、下記の図を参考にスケール板上のBATT．GOODマークにより電池電圧を確認してください。
電池が消耗している場合には５−１の電池のセットの項に従い電池を交換してください。

#注意◦電池寿命を短くしますので、測定スイッチを押し続けたり、ロッ

クすることは避け、確認は短時間で実施してください。

測定可能
そのまま使用可能です

電池が消耗していますので新しい電池と交換してください

５−５ 動作表示ＬＥＤ
レンジスイッチをBATT．
CHECK、絶縁抵抗、接地抵抗いずれかのレンジにセットし、測定スイッチをＯＮ又は、リモートスイッチ
をＯＮにすると本器が動作状態であることを示す動作表示ランプ（赤色）LEDが点灯します。また、地電圧レンジでは内部回路のリレーを動作させるため動作表示ランプ（赤色）LEDが点灯します。

#注意◦ 測定終了後は必ずレンジスイッチをＯＦＦの位置にしてください。
ＯＦＦ以外のレンジではスタンバイ状態になっており、測定ス
イッチを押さなくても回路に電流が流れ、電池が消耗します。
特に地電圧レンジでは、常時50mAの消費電流がありますので注意してください。
̶ 13 ̶

５−６ スケール板の照明
暗い場所、及び夜間作業の際にはスケール板の照明をご使用ください。
ライトスイッチを押すと、約60秒間点灯し自動的に消灯します。

５−７ ストラップベルトの取り付け方法
付属のストラップベルトを取り付けることにより、首にかけて測定することができます。
これにより、両手を自由に動かすことができ、作業をスムーズかつ安全に推し進めることができます。

̶ 14 ̶

５−８ ケース上蓋の収納方法①ツメをはずしケース上蓋を開ける。

②上蓋を180°回転させる。

③上蓋を本体裏側に収納。

④ツメを止める。

̶ 15 ̶

６．測 定６−１ 交流電圧の測定（停電の確認）
商用電源の確認ができます。また、絶縁抵抗の測定前に、被測定物が停電していることを確認できます。
特記◦ この測定器は、どのレンジにおいても測定スイッチ又は、リモートスイッチを押さない状態で交流電圧の測定ができる設計になっていますが、交流電圧だけの測定の際には、できるだけ専用のAC . Ｖレンジをご使用ください。
万一、測定スイッチ又は、リモートスイッチを押してもプロー
ブに高電圧が出力されることがなく、被測定物を損傷（焼損）させません。
また、直流電圧に関しても簡易的に測定することができます。
交流電圧目盛の読み取り値に0 . 9を掛けてください。その値が、直流電圧に置き換えることができます。
ただし、極性の判別機能は兼ね備えていません。

#危険◦ 大電流を流せる工業用電力ライン等の電圧を測定する場合には、必ずブレーカーの２次側にて測定を行ってください。人身事故の危険性があります。
◦ 本器の過負荷保護電圧を超える電圧を絶対に入力しないでください。
◦ 電圧測定時にプローブの先端金具で電源ラインを短絡しないよ
うに注意してください。人身事故の危険性があります。
◦ 測定の際は指先等が、保護用フィンガガードを越えることのないよう充分注意してください。

#注意◦ 電圧測定中に測定スイッチ又は、リモートスイッチは絶対に押さないでください。本器や被測定物を損傷させる可能性があります。
̶ 16 ̶

① レンジスイッチをAC600Ｖレンジの位置にし、測定コードのアース側（黒コード）を被測定回路の接地側に接続します。
② 測定スイッチ及びリモートスイッチは押さないで､ 交流電圧のスケール目盛にて指示値を読みます。
③ 測定終了後レンジスイッチをＯＦＦの位置にしてください。

注意：測定スイッチは押さない

注意：リモートスイッチは押さない

注記◦ 交流電圧測定時には、動作表示LEDは点灯しません。

̶ 17 ̶

６−２ 絶縁抵抗の測定
電気機器や、電路の絶縁状態を調べるために、本器で絶縁抵抗を測定します。
被測定回路の電源を必ず遮断してから測定を開始してください。
測定の際には、被測定物に印加してもよい電圧を確認選定してください。
注記◦ Ｍ-6018において、絶縁抵抗1000Vレンジにセットした時点で、高電圧出力の注意を促すブザー音（断続音）が「ピー、ピー」と鳴ります。
◦ 被測定物によっては絶縁抵抗値の不安定なものがあり、指示が安定しない場合があります。
◦ 絶縁抵抗測定中に本器より発振音がすることがありますが、故障ではありません。
◦ 被測定物が容量性負荷の場合、測定に時間がかかる場合があります。
◦ 絶縁抵抗計において測定端子電圧は、アース端子からは＋極が、ライン端子からは−極が出力されています。
測定の際にはアースプローブを接地端子（大地）側に接続します。従来より、大地に対する絶縁測定や、被測定物の一端が接地されているときには、大地側に＋極を接続する方が抵抗値が小さく出るのが普通であり、絶縁不良の検知には最適であるとされています。

#危険◦ 被測定回路の電源を必ず遮断してから測定を開始してください。
◦ 絶縁抵抗レンジで測定スイッチ又はリモートスイッチを押すと、測定コードの先端金属部分には高電圧が発生しています。
測定コードの先端金属部分及び被測定回路に触れると感電しますので十分注意の上作業に当たってください｡◦ 測定の際は指先等が、保護用フィンガガードを越えることのないよう充分注意してください。
̶ 18 ̶

#注意◦ 被測定物に電圧が印加されている状態で絶縁抵抗測定を行わな

いでください。本器又は被測定物を損傷させる可能性があります。
①

絶縁抵抗測定を行う前に被測定回路の活線チェックを必ず行ってください。
② 被測定回路（電圧のかかっていない設備部分）に印加してもよい電圧の絶縁抵抗レンジを確認選定してください。
③ 測定コードのアースライン（黒色）を被測定回路の接地端子に接続します。
④ 測定コードのラインプローブ（赤色）の先端を被測定回路に当て、測定スイッチ又はリモートスイッチを押し測定を開始します。
⑤ 選定したレンジの絶縁抵抗目盛で指示値を読みます。

注意：被測定回路の開閉器は必
ずOFFにしてください。

⑥

本器にはオートディスチャージ（放電）機能が搭載されています。
この機能により測定終了後は測定コードの接続はそのままの状態で、測定スイッチ又はリモートスイッチをＯＦＦにし、被測定回路に充電された電荷を放電させてください。
その放電の状態は交流電圧計の目盛にて確認することができます。
̶ 19 ̶

#危険◦測
 定が終了してすぐに被測定回路に触れると、充電されている

電荷で感電する危険性があります。
指針が目盛の左端に戻るまで、測定コードはそのまま接続しておき、被測定回路に充電された電荷を放電させてください。
◦測 定の際は指先等が、保護用フィンガガードを越えることのないよう充分注意してください。
⑦

測定終了後レンジスイッチをＯＦＦの位置に戻してください。

６−３ 絶縁抵抗の連続測定
絶縁抵抗測定を連続して行う際には、測定スイッチを押しながら右に回してください。測定スイッチがロックされ、連続測定モードになります。
測定完了後、測定スイッチを左に回して元の位置に戻してくだ
さい。

#危険

◦ 測定コードの先端金属部分には、連続して高電圧が発生しています。

◦ 測定コードの先端金属部分及び被測定回路に触れると感電する恐れがあります。測定時には先端金属部分に触れないように十分注意の上作業に当たってください。
◦測 定の際は指先等が、保護用フィンガガードを越えることのないよう充分注意してください。
６−４

測定端子電圧特性（絶縁抵抗レンジ）◦ MODEL-6017

̶ 20 ̶

◦ MODEL-6018

６−５ 接地抵抗の測定
感電、火災、機器の損傷防止のための接地システム（屋内外の接地のための配線方法）が確実に行われているか、接地状態を調べるために、本器で接地抵抗を測定します。
測定の際には、簡易測定又は、精密測定（オプションの測定コード、補助接地棒を使用します）を選定後、各レンジを選定して
ください。

#危険

◦接
 地抵抗測定時には、Ｅ−Ｃ又はＥ−Ｐどちらかの端子間に最大で約AC50Ｖの電圧が発生しますので、感電しないように十分注意してください。
◦測 定の際は指先等が、保護用フィンガガードを越えることのないよう充分注意してください。
６−６ 精密測定特記◦ オプションの精密測定コード、補助接地棒を必ずご使用ください。付属のプローブではＡ種接地（旧第一種接地）の接地測定は認められていません。
◦ 1997年電気設備技術基準改正に伴い名称が下記の通り変更になりました｡ 但しこれによる内容の変更はありません。
̶ 21 ̶参 考
Ａ種接地（旧第一種）：Ｂ種接地（旧第二種）
Ｃ種接地（旧特別第三種）：Ｄ種接地（旧第三種）① スライドカバーをスライドさせ精密測定側にし、測定コー
ドのプラグを各端子（Ｅ：緑色 Ｐ：黄色 Ｃ：赤色）に確
実に差し込みセットしてください。

② 被測定接地体から約５〜10ｍ間隔で、ほぼ一直線上に測定コードを広げ、補助接地棒Ｐ端子用、Ｃ端子用をそれぞれ大地に深く打ち込み、本器のＥ、Ｐ、Ｃ端子からの測定コード（Ｅ：緑色 Ｐ：黄色 Ｃ：赤色）を被測定接地体、補助接
地棒Ｐ、補助接地棒Ｃの順にワニグチクリップで接続してください。
また、Ｅ、Ｐ、Ｃの位置を一直線にできない場合は∠Ｅ、Ｐ、Ｃを100°以上にセットしてください。このセット方法により、ほとんど誤差なく測定が可能になります。
補助接地棒は、できるだけ湿気の多い土の部分に打ち込んでください。止むを得ず乾燥したところ又は、小石の多いところや砂地の場合は、補助接地棒を打ち込んだところに水をかけて十分に湿気を持たせてください。
又、補助接地棒を打ち込むことのできないコンクリート上では、補助接地棒を寝かせ雑巾などの布地をかぶせ、その上より水（できれば塩水）をかける等の処置を施し測定を行ってください。
上記の作業が確実に行われ測定可能（補助接地抵抗が許容範囲内）であれば、測定スイッチを押すとＯＫランプが点灯します。もし、点灯していなければ測定コード、補助接地棒の状態の確認を再度行い測定可能状態（ＯＫランプ点灯）に
̶ 22 ̶

してください。
地電圧のチェック
上記の接続状態でレンジスイッチを地電圧AC12Ｖのレンジに切り替え地電圧の測定を行ってください。この際、地電圧が3Vを越えている場合には、接地抵抗の測定値に誤差を生じる可能性がありますので、被測定接地体を使用している機器の電源回路を遮断するなどして地電圧を低くしてから接地抵抗の測定を行ってください。
④ 精密測定の任意のレンジを選定し、測定スイッチを押してください。
この時のスケール板の指示値に対し選定したレンジが×10
Ωの時には10倍、×100Ωの時には100倍したものが求める接地抵抗値です。

③

注記◦ 測定コードの接続が完全でなかったり、外れたりしている場合に本器の測定スイッチを押すと指針が振り切れますが故障ではありません。
⑤

測定終了後、レンジスイッチをＯＦＦの位置に戻してください。

̶ 23 ̶

#注意◦地
 電圧が3V以上である場合には正確な測定ができません。被測定接地体を電気設備から切り離すか、電路のスイッチを切る等の処理を行い、地電圧を低くして測定してください。
◦測 定コードをより合わせたり、接触した状態で測定しますと、誘導の影響を受ける場合がありますので、それぞれのコードを離してください。
◦補 助接地抵抗が大きすぎる場合、指示値に誤差を生じることがありますので、水分の多い場所に補助接地棒Ｐ，Ｃをそれぞれ
慎重に打ち込み、接続部分の接触を確実にしてください。
６−７ 簡易測定
付属の測定コードで測定できます。
Ｂ種接地（旧第２種）： Ｄ種接地（旧第３種）等10Ω以上の接地抵抗でもよく、補助接地棒が打ち込めない環境時に大変便利な測定方法です。
この方法は、補助接地極として、既存のできるだけ小さい接地
抵抗の接地極を利用し２電極法（Ｅ、Ｐ）で測定します。使用可
能な接地極としては、金属製水道管等金属製埋設物、商用電源の共同アース又はビル等のＡ種接地（旧第一種）が利用できます。

#危険◦商
 用電源の接地側を利用する場合は、必ず、接地側を確認してから接続し、感電しないように十分注意してください。

◦測 定中は測定コードの先端金属部分には、連続して最大で約

AC50Ｖの電圧が発生しており感電の恐れがあります。測定時には先端金属部分に触れないように十分注意の上、作業に当たってください。
◦測 定の際は指先等が、保護用フィンガガードを越えることのないよう充分注意してください。
① 測定コードのアースライン（黒色）を既存の接地極へ接続、
ラインプローブ（赤色）を被測定接地体へ接続してください。
̶ 24 ̶

商用電源の２次側コンセントで測定する場合は、アースラ
インアダプターをフラットテスト棒に交換します（８．アースライン用アダプターの説明および交換方法参照）。
接地側を確認後、電源コンセントの接地側にフラットテス
ト棒を差し込み、測定を行います。
② 地電圧のチェック
上記の接続状態でレンジを地電圧ＡＣ12Ｖのレンジに切り
替え地電圧の測定を行ってください。この際、地電圧が3Ｖを越えている場合には、接地抵抗の測定値に誤差を生じる可能性がありますので、被測定接地体を使用している機器の電源回路を遮断するなどして地電圧を低くしてから接地抵抗の測定を行ってください。
③ レンジを簡易測定の任意のレンジに設定し、測定スイッチ
又はリモートスイッチを押し測定を開始します。
メーターが振り切れる場合は、大きな接地抵抗レンジに切り替えてください。
この時のスケール板の指示値に対し、レンジが×10Ωの時には10倍、×100Ωの時には100倍したものが求めるおおよその接地抵抗値です。

̶ 25 ̶

④

測定終了後、レンジスイッチをＯＦＦの位置に戻してくだ
さい。

注記◦ 測定電流は、約２mAと低いため、漏電ブレーカーが設置されている商用電源のアース側を利用しても漏電ブレーカーを作動させることはありません。
◦ 簡易測定による測定値について
簡易測定の場合、２電極法ですのでＰ端子に接続した接地極の接地抵抗値ＲＥ が被測定接地抵抗値Ｒｘに加算されて、指示値に現れます。
指示値＝Ｒｘ＋ＲＥ
このＲＥが、あらかじめ分かっている場合には、指示値よりＲＥをマイナスして真の抵抗値を求めてください。
◦ ×１Ωレンジで簡易測定（２電極法）を行う場合は、測定コー
ドの抵抗値が加算され表示されます。
より正確に測定値を求めたい場合は、測定コードをショートして、その抵抗値を引いてください。

̶ 26 ̶

７．ラインプローブ用各種先端金具の説明及び交換方法①

先端金具の種類
MODEL 8256：標準先端金具モールド一般の測定時に使用します。（購入時にラインプローブに取り付けてあります）
MODEL 8072：標準先端金具
一般の測定時に使用します。
MODEL 8017：先端金具・ロング
標準先端金具では被測定物に接触できない場合に使用します。
MODEL 8016：先端金具・フック（オプション）
被測定物に先端金具を引っかけて測定する際に使用します。
② 交換方法ラインプローブ先端部分を左に回すことにより、装着している
標準先端金具（MODEL 8072）を取り外すことができます。
交換したい先端金具をプローブ先端の六角穴に入れ、プロー
ブ先端部分と一緒に右に回し、しっかりとネジ締めします。

オネジ
先端金具
先端金具
ロング

メネジ

先端金具
フック

六角穴

̶ 27 ̶

８．アースライン用アダプターの説明及び交換方法①

アダプターの種類
MODEL 7131B：安全ワニグチクリップ
接地端子盤等のアースターミナル接続時に使用します。
MODEL 7161A：フラットテスト棒
電源コンセントの接地側へ差し込み商業電源を利用する際に使用します。
② 交換方法アースライン先端部分に装着しているアダプターを引き抜くことにより、取り外すことができます。
交換したいアダプターをアースライン先端部分に確実に差し込んでください。
ワニグチクリップ

バナナ-バナナコード

フラットテスト棒

̶ 28 ̶

９．別売オプション品について
MODEL 7245A 精密測定コードセット

MODEL 7228A ＋ MODEL 8200

MODEL 7228A
MODEL 8032
MODEL 8200
MODEL 9142

MODEL 8032

MODEL 9142

アース測定コード
補助接地棒（２本）
コードリール（３個）
キャリングバッグ

９−１ コードリール付アースコードセットの使用方法
従来アースコードの収納は非常にやっかいな作業でしたが、コードリールを採用したことにより収納を容易にすることができました。
コードリールの穴に補助接地棒を差し込み測定コードを巻き取るだけの作業で、簡単に測定コードの収納ができ、収納の際に測定コードを捩ったりしないため測定コード自体の寿命を延ばすことができます。

̶ 29 ̶

10．メーターカバー及び本体のクリーニングについて
本器のメーターカバーには、帯電防止剤を塗布していますので汚れをふき取る際には、乾いた布で強くこすらないでください。特に乾燥した冬場には注意してください。
もし、静電気により帯電した場合には、市販の帯電防止剤（薬局にて販売：エレガード等）又は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量含ませ軽く拭いてください。
但し、有機溶剤を含む洗剤は絶対に使用しないでください。変形
変色の恐れがあります。
なお、本体のクリーニングの際は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量含ませ拭いてください。

#注意◦有 機溶剤を含む洗剤及び、シンナー、ベンジン等は絶対に使用しないでください。変形変色の恐れがあります。

特記◦ 測定器は、大変デリケートな商品です。使用上の注意を守って
末長くご愛用ください。

̶ 30 ̶

11．故障と思われる前に修理を依頼される前に下記の事項をもう一度チェックしてみてく
ださい。
チェック

処

バッテリーチェック時指針が
振れない

症

状

電池は正しくセットされてますか

電池を正しくセットする

絶縁測定時測定スイッチを押して動作ランプが点灯しない

電池は正しくセットされていますか
プローブコネクタ本体ソケットが確実に装着されていますか

電池を正しくセットする

交流電圧測定時動作ランプが点灯しない
指針がバッテリーチェックのときしか振れない置

プローブコネクタ本体ソケッ
トを確実に装着する
交流電圧測定時には動作ラン
プは点灯しない回路になっています

測定コードに断線はありませんか

測定コードの断線を調べ断線の際には交換する

地電圧レンジで測定コードを装着していないのに動作ラン
プが点灯する

地電圧測定では動作ランプがレンジ切り忘れ防止のため点灯する回路にしています

接地抵抗レンジで プローブコ
ネクタを装着していなくても測定スイッチを押すと動作ランプが点灯しメーターが振り切れる

内部ショートにより動作します。故障ではありません

接地抵抗測定時にＯＫランプが点灯しない測定コードは本体に確実に装着されていますか
補助接地棒に測定コードは確
実に装着されていますか
補助接地棒の水分は十分ですか
測定コードに断線はありませんか

測定コードは本体に確実に装着する
補助接地棒に測定コードは確
実に装着する
補助接地棒に十分水分を与える
測定コードの断線を調べ断線の際には交換する

故障と思われる前にこれだけは再確認：プローブコネクタは本体ソケットに確実に装着されていますか？
：電池は正しく装着されていますか？
：電池電圧は十分ですか？
：精密測定コードは本体端子に確実に装着されていますか？
：各種測定コードは断線していませんか？

#注意◦本 器は、過酷な試験をパスし最良の状態にて出荷をしておりま

すが、経年変化によりもし本器の動作に不具合を感じた場合は、直ちに使用を中止し点検修理を依頼してください。
̶ 31 ̶

12．アフターサービス●修理・校正を依頼されるにはお買い上げいただいた販売店または弊社サービスセンター修理グル
ープにお送りください。
●製品のご使用に関するお問い合わせは弊社お客様相談室にご連絡ください。
●校正周期について
本製品を正しくご使用いただくため、定期的（推奨校正周期１年）に校正することをおすすめいたします。
●補修用部品の保有期間
本製品の機能・性能を維持するために必要な補修部品を製造打ち切り後、５年間を目安に保有しています。
■ホームページのご案内
www.kew-ltd.co.jp●新製品情報 ●取扱説明書／ソフトウェア／単品カタログのダウンロード ●販売終了製品情報ご使用に関するお問い合わせは共立電気計器
電話受付時間

修理・校正に関するお問い合わせは

お客様相談室

共立電気計器 サービスセンター

9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸４８０（土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く）

0120-62-1172

0894-62-1172※折り返しお電話させていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。
※フリーコールをご利用いただけない場合は、最寄りの弊社営業所へおかけください。

修理・校正を依頼される場合は事前に電池の消耗、ヒューズや測定コードの断線を確認してから輸送中に損傷しないように十分梱包した上で
弊社サービスセンターまでお送りください。

̶ 32 ̶

保証書
MODEL− 6017・6018

製造番号

保証期間 ご購入日（

年月日）より１年間共立製品をお買い上げいただきありがとうございます。保証期間内に正常なご使用状態で万一故障が生じた場合は、保証規定により無償修理をさせていただきます。本書を添付の上ご依頼ください。
お名前
ご住所
ＴＥＬ
◎本保証書に製造番号、ご購入日、およびお名前、ご連絡先をご記入の上、大切に保管してください。
◎本保証書の再発行はいたしません。
◎本保証書は日本国内でのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
保証規定
保証期間内に生じました故障は無償で修理いたします。
但し、下記事項に該当する場合は対象から除外させていただきます。
1．取扱説明書と異なる不適切な取扱い、または使用方法が原因で発生した故障。
2．お買い上げ後の持ち運びや輸送の間に、落下させるなど異常な衝撃が加わって生じた故障。
3．弊社サービス担当者以外による改造、修理が原因で生じた故障。
4．火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因で生じた故障。
5．傷など外観上の変化。
6．その他弊社の責任と見なされない故障。
7．電池など消耗品の交換、補充。
8．保証書のご提出がない場合。

6-22

92-1366J