デ ジ タ ル 指 示 計
MODEL

ＤＬＳ－５０ ２５Ｂ
取 扱 説 明 書

東洋測器株式会社
本社

横浜市港北区新羽町９６ ４－２４Ｔ ＥＬ ０４５－５４０－８３５ ３
Ｆ ＡＸ ０４５－５４４－８３５ ４

MA4-00185-R4(2021/4)

－－

目

次

－－

頁
§ １ ． 安 全 上のご 注 意---------------------------------------------------------------------3§ ２ ． 概 要 ----------------------------------------------------------------------------4§ ３ ． 外 観 および 各 部名 称 -----------------------------------------------------------------4
３ － １ ． 本 体 外観 図 ------------------------------------------------------------------- 4§ ４ ． 操 作 説明---------------------------------------------------------------------------6
４ － １ ． 動 作 モー ド の 分類 ------------------------------------------------------------- 6
４ － ２ ． 主 な キイ の 役 割 --------------------------------------------------------------- 7
４ － ３ ． コ ン パレ ー タ 設定 モ ー ド、 設 定項目一覧 ----------------------------------------- 8
４ － ４ ． 校 正 モー ド 、 設定 項 目 一覧 ----------------------------------------------------- 8
４ － ５ ． フ ァ ンク シ ョ ンモ ー ド 、設 定 項目一覧 ------------------------------------------- 9§ ５ ． 機 能 説明--------------------------------------------------------------------------10
５ － １ ． ゼ ロ トラ ッ キ ング 機 能 (ZT) --------------------------------------------------- 10
５ － ２ ． プ リ セッ ト 風 袋引 き 機 能 (PT) ------------------------------------------------- 10
５ － ３ ． オ ー トゼ ロ 機 能 (AZ) --------------------------------------------------------- 10
５ － ４ ． キ イ ロッ ク 機 能 -------------------------------------------------------------- 10
５ － ５ ． キ ャ ルロ ッ ク 機能 ------------------------------------------------------------ 11
５ － ６ ． デ ジ タル フ ィ ルタ (DF)およ び 移動平均機能(AV) ---------------------------------- 11
５ － ７ ． 最 小 目盛 設 定 機能 (S.DIV) ---------------------------------------------------- 12
５ － ８ ． ア ナ ログ 出 力 スケ ー リ ング 機 能(アナログ出力オプショ ンを 選択 した 場合 に有 効) ---- 12
５ － ９ ． コ マ ンド (CMD)入 力 (表示 ホ ールド，ピークホールド，ボト ムホ ール ド，GROSS/NET 表示切り 換 え ， ゼロ 点 校 正 ) ---------------------------------------------------------- 12
５ － １ ０ ． コ ン パレ ー タ 機能 (Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4) --------------------------------- 13§ ６ ． オ プ ション （ 工場 出 荷 時オ プ シ ョン） ------------------------------------------------14
６ － １ ． [OP-1]4～ 20mA，D/A 電流 出 力 、[OP-2]-5V～+5V，D/A 電圧出力、 [OP-5]0～10V，D/A 電圧
出 力 ------------------------------------------------------------------------- 14
６ － ２ ． [OP-3]RS-232C シ リ ア ル出 力 オプション ---------------------------------------- 15
６ － ３ ． [標 準 ]カ レ ン トル ー プ シリ ア ル出力 ------------------------------------------- 15§ ７ ． 校 正 操作--------------------------------------------------------------------------16
７ － １ ． 実 荷 重に よ る 校正 方 法 -------------------------------------------------------- 16
７ － ２ ． 等 価 入力 に よ る校 正 方 法 ------------------------------------------------------ 17§ ８ ． 異 常 時の対 処 方法 ------------------------------------------------------------------18
８ － １ ． 基 本 的な 点 検 項目 ------------------------------------------------------------ 18
８ － ２ ． 校 正 時の 注 意 点 -------------------------------------------------------------- 18
８ － ３ ． 異 常 な表 示 を 行っ て い る場 合 の対処方法 ---------------------------------------- 18
８ － ４ ． 本 器 の故 障 で ある か の 判断 ---------------------------------------------------- 18
８ － ５ ． セ ン サ ー ( ロ ード セ ル )の確 認 ------------------------------------------------- 19§ ９ ． テ ス トモー ド の操 作 方 法 ------------------------------------------------------------20
９ － １ ． 基 本 操作 -------------------------------------------------------------------- 20
９ － ２ ． 各 テ スト の 動 作仕 様 ---------------------------------------------------------- 20§ １ ０ ． 機 器の据 付 お よび 接 続 方法 -------------------------------------------------------22
１ ０ － １ ． 機 器 の据 付 環 境等 ---------------------------------------------------------- 22
１ ０ － ２ ． 端 子 配列 ------------------------------------------------------------------ 22§１ １ ． 仕 様 --------------------------------------------------------------------------24
１ １ － １ ． ア ナ ログ お よ び A/D 変 換部 -------------------------------------------------- 24
１ １ － ２ ． 表 示 部 ------------------------------------------------------------------- 24
１ １ － ３ ． ゼ ロ 点・ 感 度 校正 ---------------------------------------------------------- 24
１ １ － ４ ． I/O 部 -------------------------------------------------------------------- 24
１ １ － ５ ． 総 合 -------------------------------------------------------------------- 25§ １ ２ ． 型 式一覧 、 附 属品 ---------------------------------------------------------------26
１ ２ － １ ． 型 式 ---------------------------------------------------------------------- 26
１ ２ － ２ ． 附 属 品 -------------------------------------------------------------------- 26§ １ ３ ． 外 形寸法 図 ---------------------------------------------------------------------26§１ ４ ． 操作 一 覧 ------------------------------------------------------------------------27
１ ４ － １ ． 各 モ ード の 操 作お よ び 設定 項目 ---------------------------------------------- 27
１ ４ － ２ ． 機 能 ブロ ッ ク 図 ------------------------------------------------------------ 29- 2 -MA4-00185-R4

§ １ ． 安全上の ご注意
本器 の ご使 用 に際 し ては 、 この 取 扱説 明 書を よく お読みい ただ き、安全 に十 分注意を 払い ながら、お取り扱いく ださい ますよ うお願い 致しま す。

注意○直射日光 の当た る場所 に設置し ないで ください。
○使用温度 ・湿度 の範囲 でご使用 くださ い。
○端子配列 をご確 認の上 で正しく 配線し てください。

警告○ほこり、 粉塵、 水気が 多い場所 で使用 しないでください。
○引火性ガ スまた は引火 性蒸気が ある場 所で使用しないでください。
○振動、衝 撃のあ る場所 で使用し ないで ください。
○磁気や電 磁波を 発生す る機器の 近くで 使用しないでください。
○その他、 危険な 状況が 予測され る場所 で使用しないでください。
○指定した 電源以 外は使 用しない でくだ さい。
○濡らさな いでく ださい 。
○分解・改 造をし ないで ください 。
■保証に ついて正常な使用 状態に おける 製造上の 責任に よる故障は、納品日より1年間無償修理い たします 。ただし、以下の場合 には保 証期間 内であっ ても有 償修理となります。
・使用上の 誤り、 改造に よる故障 や損傷 。
・弊社サー ビス以 外の者 による修 理によ る故障や損傷。
・自然災害 や事故 による 故障や損 傷。
保証は 機器本 体の みとし 、本 体以外 の損傷等につきましては、そ の責 を負いかねますこ とをあらか
じめご了承 くださ います ようお願 い致し ます。

- 3 -MA4-00185-R4

§２ ． 概要本器 は 台秤 や タン ク ・ホ ッ パー ス ケー ル 等での計量システ ムに 最適なひ ずみ ゲージ式 トラ ンスデュー
サ専用のデ ジタル 指示計 で、オー トゼロ(AZ)、コンパレータ等の機能を備えています。
コンパレー タは4chを備えて おり落差 補正が可能な他、独立して 上限動作、下 限動作を 選択できます 。
設定値変更 はキイ 操作に より容易 に行え ます。 なお 、AZ機能はワンタッチ操作が可能です。
本 器 に は 、弊 社 指 示 計 用 周 辺 機 器 を 接 続 す る た め の 専 用 シ リ ア ル I/F と し て カ レ ン ト ル ー プ 出
力 を 標 準 で 備 え て い ま す 。また、オ プションとしてD/A変換による表示に対応 したアイ ソレートアナ
ログ信号、 またはRS-232Cシリアル出 力信号が選択可能です。
使用電源はAC100～240Vの他、DC24Vにも対応(オプション)しています。
こ の 取 扱 説 明 書 の 内 容 は 、 プ ロ グ ラ ム バ ー ジ ョ ン 『 P. 2 .00 』 以 降 に 適 用 し ま す 。

§ ３ ． 外観およ び各部 名称
３ － １ ． 本体外観 図① 動作表示LED(上側)各種機能の 動作状 態をLEDの点灯･消灯に より表示します。
1,2,3,4：コンパレー タ1～4の動作状態、接点ｼｮｰﾄ時に点灯。
HOLD：表示ホール ド時に 点灯。 ピーク／ボトムホールド時は点滅。
PT：プリセ ット風 袋引き 中に点灯 。
② 計量値表示
計量モード では計 量値を 表示しま す。
各種設定を 行う場 合は項 目を示す ガイド表示と設定値が表示されます。
③ 動作表示LED(下側)各種機能の 動作状 態をLEDの点灯･消灯に より表示します。
S.P.：コンパレー タ設定 モード中 に点灯。
CAL ：校正モード 中に点 灯。
FUNC：ファンクシ ョンモ ード中に 点灯。
AZ ：オー トゼロ(AZ)機能の動作 状態、AZがセットされている と点灯。
GROSS：総重量(GROSS)表示中に点 灯。
LOC ：キイロック 機能の 動作状態 、ロック時に点灯。
④ キイスイッ チ
S.P. (Item)，CAL (Item)，FUNC (Item)，AZ，AZ.R， (BACK)， (NEXT)，- 4 -(DOWN)，(UP)，

MA4-00185-R4

， (ENT)の11個のキイス イッチに より、各機能の設定を行います。
⑤ 7.62mmピッチ圧着 端子用 端子台(上側)･･･センサー接 続用端子です。
⑥ 5mmピッチケー ジクラ ンプ型 端子部(上側)･･･外部指令入力およびオプション出力接続用端子です。
⑦ 5mmピ ッチ ケー ジ クラ ンプ 型 端子 部(下側)･･･リレー接点 出力 およびカ レン トル ープ出力接続 用端 子です。
⑧ 7.62mmピッチ圧着 端子用 端子台(下側)･･･電源ライン 接続用端子です。

- 5 -MA4-00185-R4

§ ４ ． 操作説明
４ － １ ． 動作モー ドの分 類
本器は通常 の動作 では、 下記４つ のモー ドに分けられます。
計量モード○計量値表 示器に は計量 値が表示 されま す。
○[LOC]LEDが点灯 してい ると、キ イロッ クモードになっています。
この 状態 では 、設 定 変更 や機 能の 動作 は行 えないの でキイのミスタッチによる誤操作防止に役 立ちます。キ イ の ロ ッ ク ／ ロ ッ ク 解 除 は キ イ を ２ 秒 間 押 す こ と で 行 い ま す 。
○ AZキイを１秒間 押すと 、オート ゼロが セットされます。
AZ.Rキイを１秒間 押すと オートゼ ロがリセット され ます。
オ ー ト ゼ ロ の セ ッ ト 中 は [A Z] の LE D が 点 灯 し ま す 。
コンパレ ータ設定モー ド○各コンパ レータ の定量 値、落差 、ヒス テリシス(１～４共通)の確認や変更を行 うモード です。
計量モード でS.P. キイ を押すと このモードに入ります。
○S.P. キイ を更 に押 して い くと 、コ ンパレータ設定に関する数値設定項目が順次表示され、設 定内
容の確認が 行えま す。
○設定を変 更する にはキイで 桁を選 択し(選択中の桁が点滅)、
キイで数値を変更します 。
設定したい 値にな ったら キイを 押しま す。
と表示して 記憶します。
校正モー ド○計量器の 校正を 行うモ ードです 。計量 モードでCAL キイを押すと校正モー ドになり ます。
○内容は次 の通り です。
ゼロ 点校 正／ スパ ン校 正 ／最 小目 盛(目量)／デジタルフィル タの 強さ ／移 動平均の安定検出／移動
平均 化回 数／ ゼロ ト ラッ クの 幅／ ゼロ トラ ックの時 間／小数点位置の設定／ゼロ点の等価入力 ／ス
パンの等価 入力
ただ し、 本器 には キャ ル ロッ ク(ス パン 校正防止)機能があります。キ ャル ロック状態でスパン校 正を行おうとす るとと 表示され るだけ で校正 は行 えません。
ファンク ションモード
○計量モー ドでFUNC キイを押す と[FUNC]のLEDが点灯し、ファンクションモードになります。
○このモー ドでは 下記設 定を行い ます。
プリ セッ ト風 袋値 の設 定 ／コ ンパ レー タ1～4の動作設定／アナロ グ出 力の 出力対象の設定／アナロ
グ出 力の ゼロ 点の 設 定／ アナ ログ 出力 のフ ルスケー ル設定／アナログ出力内容の選択／コマン ド入力機能の選 択／テ ストモ ードへの 移行○テストモ ードへ の移行 はと表示してい る状態で キイを押して点滅させ 、 キイを3回押すことによ ります 。

操 作の ヒント○表示の点 滅状態(7セグ メントLED)で、 キイを押すと設定内容が更 新されます。
点滅してい なけれ ば「確 認状態」 ですので、更新は行われません。
設定変更の 途中(表示 の点滅 状態)で キイを押すと、もとの設定値が表示され点滅が止まります。
「確認状態 」に戻 ります ので、設 定途中のキャンセルとして使用できます。
○コ ンパ レ ータ 設定 モー ド 、校 正モ ー ド、ファンクションモードにおいても計量動作は継続してい ます。設定中 でもコ ンパレ ータの動 作、外部指令の受付は継続して行われています。
設定変更を 行った 場合は 、 キイ を押した時点で、変更した設定内容で動作します。
○テストモ ード以 外なら キイを 数回押 せば、 設定 内容を変えること なく、計量モードに戻れます。
※．本 器は 、上 記4つ のモ ード の他 に、動 作チェックを行うための「テストモ ード 」を 備え てい ます。
テストモー ドの操 作は、§９を 参照して下さい。

- 6 -MA4-00185-R4

４ － ２ ． 主なキイ の役割
1） S.P.
[ ITEM(アイテム) ]キイ
コンパレー タ設定 モード へ移行す る場合に押し ます 。
コンパレー タ設定 モード では項目 の順送りとし て動 作します。
2） CAL[ ITEM(アイテ ム) ]キイ
校正モード へ移行 する場 合に押し ます。
校正モード では項 目の順 送りとし て動作します 。
3） FUNC[ ITEM(アイテム) ]キイ
ファンクシ ョンモ ードへ 移行する 場合に押しま す。
ファンクシ ョンモ ードで は項目の 順送りとして 動作 します。
4） AZキイ
計量モード で1秒間押 し続け るとオートゼロ(AZ)がセットされます。
5） AZ.Rキイ
計量モード で1秒間押 し続け るとオートゼロ(AZ)がリセットされます。
6）[ BACK(バック) ]キイ
コンパレー タ設定 モード 、校正モ ード、ファン クシ ョンモードで使用 します。
数値設定を 行う場 合、桁の 選択を1つ左へ移す場合に 押します。最上位桁の次は最下位桁にな ります。
＋/－の極性を 設定で きる項 目は、最上位桁の左側の桁選択で行います。

7）[ NEXT(ネクス ト) ]キイ
コンパレー タ設定 モード 、校正モ ード、ファン クシ ョンモードで使用 します。
数値設定を 行う場 合、桁の 選択を1つ右へ移す場合に 押します。最下位桁の次は最上位桁にな ります。
＋/－の極性を 設定で きる項 目は、最上位桁の左側の桁選択で行います。

8）[ DOWN(ダウン) ]キイ
コンパレー タ設定 モード 、校正モ ード、ファン クシ ョンモードで使用 します。
数値設定を 行う場 合、選 択中の桁 の数値を１つ 下げ る場合に押します 。0の次は9になります 。
機能選択を 行う場 合、選 択内容が 逆送りで表示 され ます。

9）[ UP(アップ) ]キイ
コンパレー タ設定 モード 、校正モ ード、ファン クシ ョンモードで使用 します。
数値設定を 行う場 合、選 択中の桁 の数値を１つ上げる場合に押します 。9の次は0になります 。
機能選択を 行う場 合、選 択内容が 順送りで表示 され ます。

10）[ ESC(エスケープ) ]キイ
機能選択または数 値設定 時、設定 を中止し前の表示に戻すために使用します。
項目選択中(点 滅して いない 状態)で押すと計量 モー ドに戻ります。
また、計量モード で２秒 間押し続 けることでキイのロック／ロック解除を切り換えます。
11）[ ENTER(エンター) ]キイ
設定内容表示が点 滅して いる時に 押すと、新しい設定値に更新されます。
変更が行な われた 場合は2秒 間と表示します。
設定内容が不適切 な場合 はとエラー表示し、操作は無効となります。
表示が点滅してい ない「 確認状態 」で押した場合は設定値の更新はされません。

- 7 -MA4-00185-R4

(□はガイド表示)
４ － ３ ． コンパレ ータ設 定モー ド、設 定項目一覧
1）コンパレー タ定量 値
Ch.1定量値
極性 ＋5桁(出荷時設定 +99999)
Ch.2定量値
極性 ＋5桁(出荷時設定 +99999)
Ch.3定量値
極性 ＋5桁(出荷時設定 +99999)
Ch.4定量値
極性 ＋5桁(出荷時設定 +99999)（※マイナスの極性は数値入力の後で行ってください。入力中に表示がゼロになるとマイナ
スの極性はキャンセルされてしまいます。）
2）コンパレー タ落差 補正
Ch.1落差補正
Ch.2落差補正
Ch.3落差補正
Ch.4落差補正

4桁
4桁
4桁
4桁

3）コンパレー タヒス テリシ ス(ch.1～4共通)

3桁

４ － ４ ． 校正モー ド、設 定項目 一覧
1） 計量器ゼロ 点校正
2） 計量器スパ ン校正
3） 最小目盛の 設定：最小目 盛：1，(出荷時設定(出荷時設定(出荷時設定(出荷時設定

0000)
0000)
0000)
0000)

(出荷時設定000)(出荷時設定極性＋5桁：最小 目盛：2，(出荷時設定：最小目盛：5，

約1mV/V、10,000で校正)(出荷時設定：最小目盛：10

1)(出荷時設定8)4） デジタルフ ィルタ の強さ
：弱い～
： 強い
5） 移動平均の 安定検 出幅設 定：検 出しな い，～（出荷時設 定(0.5 間隔)：目量の幅で検出

6） 移動平均回 数設定：機能OFF， ：2回，

：8回，

：4回，

：16回，

約0mV/Vで校正)：24回，OFF、検出しない）(出荷時設定 4回)：移動平均32回

7） ゼロトラッ キング 機能の トラッキ ング幅設定(出荷時設定：機 能OFF，～（0.5間隔）：目量の幅でトラ ッキング

機能OFF)

8） ゼロトラッ キング 機能の トラッキ ング時間設定(出荷時設定 2.0秒)
お よび～(0.5間隔)： 設定した秒数でゼロトラッキング幅以内ならばゼロトラ ック
動作。
9） 小数点位置 の設定：無し， ：１ ０ １ 桁，
10） ゼロ点の等 価入力 校正(出荷時設定２：１０ 桁，

３：１０ 桁，
極性＋5桁

０:無し)

４

：１０ 桁
(出荷時設定0.0000mV/V)

11） 等価入力の スパン 表示値
極性＋5桁(出荷時設定 10000)
この設定値は、次項目のスパンの等価入力校正を更新したときに一緒に記憶します。従って等価入力によりスパンの値を設定するときは、スパン表示値とスパンの等価入力校
正 の 2項 目 を 設 定 し て く だ さ い 。

- 8 -MA4-00185-R4

12） スパンの等 価入力 校正
極性＋5桁(出荷時設定 1.0000mV/V)
この設定値は、前項目のスパン表示値と一緒に記憶します。従って等価入力によりスパン の 値 を 設 定 す る と き は 、ス パ ン 表 示 値 と ス パ ン の 等 価 入 力 校 正 の 2 項 目 を 設 定 し て く ださい。
※ 実 荷 重 校 正 （ 0. ADJ，SP An ） と 等 価 入 力 校 正 （ E.O .ADJ ，E.SP An，E.S. ADJ）の 関 係 は 、 後 で校 正 し た 値 が 有 効 に な り ま す 。 ど ち ら か 希 望 す る 方 法 で 校 正 し 、 そ う で な い 方 は CAL キ
イで先送りするか、 キイで終了してください。

４ － ５ ． ファンク ション モード 、設定 項目一覧
1） プリセット 風袋引 き設定
極性＋5桁2） コンパレー タ１～ ４動作 設定
Ch.1動作Ch.2動作Ch.3動作Ch.4動作：動 作しな い，： 上限動 作、GROSS値,(出荷時設定00000)(出荷時設定 上限動作、NET値)(出荷時設定 上限動作、NET値)(出荷時設定 上限動作、NET値)(出荷時設定 上限動作、NET値)：上限動作、NET値，：下限動作、NET値，：下限動作、GROSS値

3） D/A出力対象：NET値，：GROSS値(出荷時設定4） D/Aゼロスケー ル

極性＋5桁5） D/Aフルスケー ル

極性＋5桁6） D/A出力分解能： 表示に 連動，(出荷時設定00000)(出荷時設定(出荷時設定DISP

10000)

表示に連動)：内部最大

7） CMD入力 機能選択
： 表示ホ ールド ，：GROSS/NET表示切り 換え，
8） TEST 機能選択
キイを押 して点 滅させ 、NET)：ピークホールド，：ゼロ点校正(出荷時設定 HOLD)：ボトムホールド

キイ を３回押すとテストモードになります。

- 9 -MA4-00185-R4

§ ５ ． 機能説明
５ － １ ． ゼロトラ ッキン グ機能 (ZT)
設定 さ れた 値 以 下の 状 態が 指 定時 間 継 続した場合、ゼロ点 ドリ フト と判 断し、自 動的 に総 重量 値をゼロにする機 能です 。
トラッキン グ幅設 定範囲 OFFおよび0.5～10.0（0.5間隔）目量
トラッキン グ時間 設定範 囲 0.1秒および0.5～5.0（0.5間隔）秒
ゼロトラッ キング 機能の 動作範囲 は、ゼ ロ点校 正と 同じです。
※．ZT機能、使用 上の注 意
容量の大き なタン クスケ ール等で の原料投入の際、ゼロ表示付近で表示の変化が緩やかな場合(ZTの 設 定範 囲 内 の 変 化 し か 無 い場 合 )に本機 能を使用 すると、 表示が ゼ ロ のま まに な っ てし まい ます。この様 な可能 性のあ るシステ ムでは、本機能はOFFにして下さい。

５ － ２ ． プリセッ ト風袋 引き機 能 (PT)
プリセット風袋値を設定することで、計量値から常に風袋値を減算した値を表示できます。
重さのわかっている容器等の内容物を計量するために使用します。
プ リ セ ッ ト 風 袋 値 が 設 定 さ れ て い る (0以 外 に 設 定 )場 合 、 PTの LEDが 点 灯 し ま す 。
な お 、 ゼ ロ 点 校 正 、 ま た は ス パ ン 校 正 を 行 っ た 場 合 、 風 袋 値 は 0に リ セ ッ ト さ れ ま す 。

５ － ３ ． オートゼ ロ機能 (AZ)
「計量モー ド」で1秒間 AZキイを押 すこと により、現在の計量値を記憶した後で計量値をゼロにし、その点 か らの 増 減量 を 正味 重 量値(NET値)として表示します(GROSS値から記憶した値を 減算して 表示)。
ゼロ点校正 機能と 異なり 、指示値 の全域 で操作可能、かつ、解除(GROSS値に戻す)もできます。
本機能動作(セット)時、AZのLEDが点灯します。
「計量モー ド」でAZ.Rキイを押す ことで 機能解除(リセット)できます。
ま た 、 A Z, AZ.R は 外 部 指 令 入 力 で も 行 え ま す 。

５ － ４ ． キイロッ ク機能
誤操作による設定変更を防ぐため、キイ操作を禁止するキイロック機能があります。
計 量 モ ー ド で キ イ を 2秒 間 押 し 続 け る と キ イ ロ ッ ク 状 態 に な り ま す 。
キ イ ロ ッ ク 中 は LO Cの LE Dが 点 灯 し ま す 。
キイロック中にいずれかのキイを押した場合、を 2秒 間 表 示 し 、キ イ 操 作 を 無 視 し ま す 。
キ イ ロ ッ ク 中 に 計 量 モ ー ド で キ イ を 2秒 間 押 し 続 け る と キ イ ロ ッ ク は 解 除 さ れ ま す 。

- 10 -

MA4-00185-R4

５ － ５ ． キャルロ ック機 能
誤操作によるスパン校正値の変更を防ぐため、スパン校正を出来なくするキャルロック機能があります。
① キ イ を 押 し な が ら 電 源 を 投 入 す る か 、 電 源 投 入 後 3秒 以 内 (全 表 示 点 灯 中 )に キ イ を 3回押すことでキャルロックの選択モードに入ります。
②
キイを押す度に以下の表示が切り換わります。
： キャ ルロッ ク解除、 スパン 校正可。
： キャ ルロッ ク状態、 スパン 校正不可。
③希 望 す る 状 態 の 表 示 に し た ら キ イ を 押 し ま す 。
④設 定 を 変 更 し た 場 合 はを 2秒 間 表 示 し 、 電 源 を 再 投 入 し て 計 量 モ ー ド に 戻 り ま す 。
キャルロック状態でスパン校正を行おうとするとと表示されずにと表示してス
パン校正値は変わりません。
弊社で校正を行って出荷する場合、キャルロック状態にしてある場合があります。
本器がシステム等に組み込まれていて電源が切れない場合、いったんテストモードに入り、
プ ロ グ ラ ム の バ ー ジ ョ ン 表 示 で キ イ を 3回 押 し て 電 源 投 入 直 後 の 状 態 (全 表 示 点 灯 )に な っ
た ら 3秒 以 内 に キ イ を 3回 押 せ ば キ ャ ル ロ ッ ク の 選 択 モ ー ド に 入 れ ま す 。

５ － ６ ． デジタル フィル タ(DF)および移動平均機能(AV)
センサーに 加わる 振動等 で計量デ ータが 変動する場 合に、指示 を安定化させるための機能です。
データの安 定はDF設定とAV回数の 移動平 均値を 求め る事により行いま す。
指示の安定 化は移 動平均 よりもデ ジタル フィルタの方に大きな効果があります。
デジタルフ ィルタ 設定（DF：1～10）
移動平均回 数設定 （AV：1(OFF),2,4,8,16,24,32回）
いず れ も設 定 値が 大き い 程安 定 化さ れ ますが、指示値の応答は遅くなりますので入力信号の状態 に応じて設定値 を組み 合わせ てくださ い。
また、安定 化検出 機能に より応答 を一時 的に早くすることが出来ます。
AC設定 の目 量 の範 囲で 安 定検 出 を行 い 、範囲 を超 えてデー タが 変動した場合 は移 動平均を 解除 して応答を早くし 、デー タの変 動が範囲 内にな れば移動平均を行って指示を安定させます。
安定検出幅 設定（AC：OFF,0.5～10.0(0.5間隔)目量）
OFFを選択した 場合は 、AVで設定した移動平均回数を常に掛けた 状態となりま す。
安定する
表示安定性

○
大

AV=32

設定値
DF=1

○
小

AV=1
遅い

早い

安定しにくいDF=10

応答性- 11 -

MA4-00185-R4

５ － ７ ． 最小目盛 設定機 能 (S.DIV)
最小 目 盛(ス ケ ール デ ィビ ジ ョン)設 定値 を 変える事により、表示の変化幅（目量）を1,2,5,10飛びに変えること ができ ます。 最小目盛 を変え てもスパン量は変化しません。
なお 本 器のA/Dコ ン バー タ は高 内 部分 解 能なため、入力感度(0.25μV/D)を超える設定を行っ ても エラーに な らな い 場合 が有 り ます が 、表 示 のばらつきが大きくなる事が有ります。スパンの校正後は 最小目盛の設定 を確認 して下 さい。
コンパレー タ設定 は最小 目盛に関 係なく 設定できますが表示値に対して比較されます。

５ － ８ ． アナログ 出力ス ケーリ ング機 能(アナログ出力オプションを選択した場合に有効)
本 器 の ア ナ ロ グ 出 力 の ZS ( ゼ ロ ス ケ ー ル ) と FS( フ ル ス ケ ー ル ) は 、 表 示 の ゼ ロ 点 、 フ ル ス ケ ー
ル と は 無 関 係 に 、 キ イ イ ン し た 設 定 値 に 対 し て 、 4 ～ 20m Aま た は -5 ～ +5V ， 0 ～ 10Vを 出 力 可 能です。
ま た 、 出 力 対 象 と す る 計 量 値 が 、 NE T 値 ， GRO SS値 よ り 選 択 可 能 で す 。

５ － ９ ． コマンド(CMD)入力 (表示ホール ド，ピークホールド，ボトムホールド，GROSS/NET表示切り換
え，ゼロ点 校正)
1).AZ，AZ.R以外の外 部指令入力と して表示ホールド，ピークホールド，ボトムホールド，GROSS/NET
表示切り換 え，ゼ ロ点校 正のいず れかが選択で きま す。
2).表示ホール ドにし た場合 、CMD入力とCOMをショートしている間は表 示がホールドします(HOLDのLEDが点灯しま す)。ただ し、コ ンパレー タや外部入力等は機能し続けます。
ピークホー ルド、ボトムホ ールド にした場合、CMD入力とCOMをショートしている間は表示がホー ル
ドしま す(HOLDのLEDが点滅 しま す)。ただし、コンパレータは表示値（ホールド値）に対して機能します。
GROSS/NET表示切 り換 えに した 場合 、CMD入力とCOMをショートしてい る間 はプ リセ ット 風袋 引き、AZ演算を行 う前のGROSS値を表示しま す(GROSSのLEDが点灯します)。
3).ゼ ロ 点 校 正 に し た 場 合 、 ワ ン シ ョ ッ ト メ ー ク 入 力 で ゼ ロ 点 校 正 値 を 補 正 し ま す 。
AZ機 能 を 使 用 し て 混 合 計 量 を 行 う 場 合 、最 初 の 原 料 投 入 前 に AZ指 令 の 代 わ り に 本 機 能 を 使 用 す
る こ と で 、 最 終 原 料 計 量 後 の AZリ セ ッ ト 操 作 に よ り 、 正 確 な 混 合 結 果 が 表 示 で き ま す 。

- 12 -

MA4-00185-R4

５ － １ ０ ． コンパレ ータ機 能 (Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4)
比 較 値を 総 重 量 (GROSS)値 ま た は 正 味 重 量(NET)値よ り選択可能な 、 独立 し た4CHのコンパレータ 機 能で、それぞ れRY1，RY2，RY3，RY4の接点 信号を出力します。
GROSS値比較で はタンク・ホ ッパー等 の満空検出に使用できます。
NET値比較では投入ま たは排 出での混 合計量に使用できます。
リレー接点ON時、 表示の1～4の対 応するLEDが点灯します。
また、落差 補正設 定(各チャ ンネル独 立)、ヒステリシス幅設定(各チャンネル共 通)が可能です。
1）設定値
定量値：-99999～+99999, 落差補正：0～9999, ﾋｽﾃﾘｼｽ幅設定値：0～999
2） 比較モード比較する計 量値はch1～ch4各々独立してGROSS値またはNET値より選 択可能です。
また、投入 制御と 排出制 御の対応 のため、上限動作と下限動作の選択も可能です。
これらの設 定は、 ファン クション モードで、下記5種類のモードより選択可能です。
a).OFF、動作しな い,b).上限動作、NET値比較,c).下限動作、NET値比較d).上限動作、GROSS値比較,e).下限動作、GROSS値比較
3） 各比較モー ドにお ける動 作①上 限 比 較 で の 動 作投入制御を行う場合、本モードに設定します。
比較判定

接 点 ON 条 件 ： 計 量 値 ≧ 定 量 設 定 値 － 落 差 設 定 値
接 点 OF F条 件 ： 計 量 値 ＜ 定 量 設 定 値 － 落 差 設 定 値 － ﾋｽﾃﾘｼｽ設 定 値(※ .計 量 値 :NE T値 ま た は GROS S値 )定量
ﾋｽ値 落差（－）（＋）
NET または GROSS 値

ON
接点出力
OFF
②下 限 比 較 で の 動 作
計量物の残量を表示しながら排出制御を行う場合、本モードに設定します。
比較判定

接 点 ON 条 件 ： 計 量 値 ≦ 定 量 設 定 値 ＋ 落 差 設 定 値
接 点 OF F条 件 ： 計 量 値 ＞ 定 量 設 定 値 ＋ 落 差 設 定 値 ＋ ﾋｽﾃﾘｼｽ設 定 値(※ .計 量 値 :NE T値 ま た は GROS S値 )定量
落差 ﾋｽ値（－）（＋）
NET または GROSS 値

ON
接点出力
OFF

- 13 -

MA4-00185-R4

§ ６ ． オプショ ン（工 場出荷 時オプ ション）
６ － １ ． [OP-1]4～20mA，D/A電流出力、[OP-2]-5V～+5V，D/A電圧出力、[OP-5]0～10V，D/A電圧出力
本オプション は正味重量(NET)または総重 量(GROSS)に対応し、キイ操 作により 設定されたD/A.ZS値，FS値に対応したアナ ログ信号(4～20mA電流信号また は-5～+5V電圧信号，0～10V電圧信号)を出力するも のです。

排出制御を 行う場 合、排 出量(－極性 表示)をD/A出力することも可能です。
また 、 本 出力 の ゼロ ス ケ ール(D/A,ZS)，フ ルスケール(D/A,FS)は表示の校正値とは独立 して設定 可能です。
(NET:ﾌﾟﾘｾｯﾄ風袋引き、AZ指令に連動した 表示値。GROSS:ﾌﾟﾘｾｯﾄ風袋引き、AZ演算を行わな い計量値)
D/A出力分 解能をに設 定し た場合、 表示 に対 応した分解 能(表示のFSが1/3,000の時、1/3,000)で各デジタル演 算機能と連 動した出力 を行いま す。

D/A出力分解能 をに設 定した場 合、内部最大(D/A,FSに対し約1/10,000)分解能で出力します。

OP-2を除 き 、基 本 的に は ユニ ポ ーラ(片 極性)出力ですが、D/A,FSの約2%程度までは負極性方 向に、また、約2%程度までFSを超 えて出力 可能で す。 なお 、 内部回路とは アイソレー トされてい ます。
1).調整および設 定① ゼロ点およ び感度 調整
本器ではD/A出力のゼ ロ点(4mAまたは0V)・感度(20mAまたは5V，10V)は出荷時に調整済みですが、必要に応じ[テス トモー ド]でキイ操 作によ るゼロ点・感度調整が 行えます。
(テストモード の操作 方法は§９を 参照して下さい)② ファンクシ ョンモ ードで 出力内容 を選択します。
正味 重量(NET)を出力
総重 量(GROSS) 〃③ ファンクシ ョンモ ードで 、D/A.ZS，D/A.FS値を設定します。（アナログ出力のスケーリング設定）
D/A.ZS値 と は、 ② で選 択 し た出 力 内容(NET,GROSS)における、4mAまたは0Vを出力するときの計 量値を示します 。
D/A.FS値 と は、 ② で 選択 し た出 力 内 容(NET,GROSS)における、20mAまたは5V，10Vを出力すると きの
計量値を示 します 。
④ ファンクシ ョンモ ードでD/A出力分解 能を選択します。
表 示連動 、表示分 解能
表 示非連 動、内部 最大分解能2).保守テストモード を使用する と、4～20mAまたは-5V～+5V，0～10V間で1.6mAまたは1Vステップで 出力を増 減できます。
この機能を使 用すると、 簡単に1/10ステップ で直線性 の確認が行え ます。

- 14 -

MA4-00185-R4

６ － ２ ． [OP-3]RS-232C シリアル出力オプション
本 オ プ シ ョ ン は 計 量 値 ( 表 示 値 ) を RS - 2 32C規 格 準 拠 の シ リ ア ル 信 号 で 出 力 す る も の で す 。
なお、内部回路とはアイソレートされています。
1).仕 様出力データ
表示 値(小数点付き、無単位)
出力モード
スト リーム(サンプリング毎にデータを送 信)
出力データ フォー マット
英字 は大文字で出力（CR=0DH，LF=0AH）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
小数点付き Ｗ Ｔ ， ± １ ２ ３ ４ ． ５ CR LF
小数点無し Ｗ Ｔ ， ± ０ １ ２ ３ ４ ５ CR LF
オーバー時 Ｏ Ｌ ， ± ９ ９ ９ ９ ． ９ CR LF
インターフ ェース 規格
RS-232C規格準拠（アイソレート出力）
伝送速度
2400 BPS
伝送プロト コル
調歩同期(非同期)
伝送フォー マット
ﾃﾞｰﾀﾋﾞｯﾄ:7 bit，ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ:2bit，ﾊﾟﾘﾃｨ:EVEN，ﾃﾞｰﾀ:ASCIIｺｰﾄﾞ
伝送可能距 離15m以内
2).RS- 2 32 Cの 設 定
本器側での設定はありません。上記仕様に合うように受信計器側で設定してください。

６ － ３ ． [標準]カレント ループ シ リアル 出力
本 製 品 に は 、弊 社 指 示 計 用 周 辺 機 器 を 接 続 す る た め の 専 用 シ リ ア ル I/Fと し て カ レ ン ト ル ー プ
出力を標準で備えています。
本 出 力 を C V -3010( シ リ ア ル － BC Dコ ン バ ー タ )に 接 続 す る こ と で 、本 器 の 計 量 デ ー タ を BCD パ ラ
レル信号で出力する事が可能になります。
その他、外 部表示 器・プ リンタな ども接 続可能 です 。
本 I /Fは 、 内 部 回 路 と は ア イ ソ レ ー ト さ れ て お り 、 接 続 す る 外 部 機 器 と は 0～ 20mAカレント ルー
プ信 号 で 接 続 さ れ ま す の で 、 ノ イ ズ の 影 響 を 受 け に く く 約 100m 迄 の 距 離 で 伝 送 可 能 で す 。
CV -3 010 は O P -3 に よ る RS-23 2C で の 接 続 も 可 能 で す が 、 本 器 と CV -3010 と の 接 続 距 離 が 15m 以 上
ある場合は本機能を使用して下さい。
な お 、 本 器 側 で の 設 定 は 有 り ま せ ん 。2 芯 ケ ー ブ ル を 使 用 し て 本 器 の C/L出 力 を 外 部 機 器 の C / L
入 力 に 接 続 し て 下 さ い 。 無 極 性 の I/ F で す の で 極 性 を 気 に す る 必 要 は 有 り ま せ ん 。
距離が短ければ特にシールドケーブルを使用する必要は有りませんが、ノイズの多いライン
や A Cラ イ ン と は 分 け て 配 線 し て 下 さ い 。

- 15 -

MA4-00185-R4

§ ７ ． 校正操作
校正 操 作は 、 基準 と なる 分銅 等 の既 知 重量 物を使用して行う「実荷重校正」と、あらかじめ本器が持 っている基準 値を元 にキイ 入力で行 う「等 価入力校正」による方法があります。
校正はどち らかの 方法で 行えばよ く、最 後に行った校正値で動作します。
出来るだけ 実荷重 による 校正をお 勧めし ますが、設置場所の設備や環境に合わせて行ってください 。
秤量台と本 指示計 をセッ トで購入 された 場合は、既に校正が行われている場合もあります。
７ － １ ． 実荷重に よる校 正方法
以下、計量 モード からの 操作を示 します 。
操作 を 途中 で 終 了す る 場合 は 、 キ イ を何度か押すと設定の変更をせずに計量状態に戻ることが 出来ます。
1）ホッパーま たは台 秤等か ら計量物 を取り去り、 ゼロ 点の校正を行いま す。
①[LOC]のランプが点 灯して いる場合 、 キイを2秒間押します。[LOC]のランプが消灯します。
②CAL キイを押しま す。表 示器にと表示されます。
③ キイを押しま す。表 示が点滅 します 。
④ キ イを 押し ま す。 ゼ ロ点 の 校正 が行 われます 。正常に 校正 が行われたらと表示した 後、スパンの校 正に進 みます 。（ 2)スパン量の 校正③へ）
ゼロ点校正 範囲に 入らな い場合はと表示されます。
2） ホッパーま たは台 秤に、 分銅等の 既知重量物を載せ、スパン量(感度)の校正を行います。
①[LOC]のランプが点 灯して いる場合 、 キイを2秒間押します。[LOC]のランプが消灯します。
②CAL キイを2回 押しま す。表示 器にと表示し、前回の校正 値と交互に点滅します 。
③ キイを 押すと 、校正 値の左端 の桁が点滅します。
④ または キイ で桁を 選択し、 また は キイで数値を変更し、既 知重量を設定します。
マ イ ナ ス の 値 を入 力 す る場 合 は ま たは キイで最上位桁の左側の桁を選 択し または キイ で(マイナス)かブ ランク(プ ラス)を設定します 。この時、設定値がゼ ロになるとマ イナスの極 性 がリセット(プラ スに変 更)されるの で注意してく ださ い。
⑤ キイ を押 すと 既 知重 量物 の重 量を 設定された値として感度を校正し、と表示した後 、最小目盛の設 定に進 みます 。
校正が正常 に行わ れなか った場合 、と表示されます。
3） ホッパーま たは台 秤より 、分銅等 の既知重量物を降ろします。
4） 最 小 目 盛 ( 目 量 ) の 設 定 を 確 認 し ま す 。
最小目盛の 出荷時 設定は １(末尾１送 り)に設定されています。
本器のA/Dコンバ ータ は高内 部分 解能なため、入力感度(0.25μV/D)を超える設定 を行ってもエラーになら ない場 合が 有りま すが 、表示 のばらつきが大きくな る事が有ります。 この ような場合は 表示のばらつき が気に ならな い程度ま で最小 目盛の設定を大きくし て下さい。
最小目盛設 定を変 えるこ とで表示 変化幅(飛び数)を1,2,5,10飛びに変えることができます。
最小目盛を 変えて もスパ ン量は変 化しま せん。
5）

キイを押 して計 量モー ドに戻り ます。

6） 指示値がゼ ロであ る事を 確認しま す。そうで無い場合は1)項より繰返します。
7） 必要に応じ 、デジ タルフ ィルタ、 ゼロトラッキング、小数点位置を設定します。
8） 本器はテス トモー ドでゼ ロ点校正 値の微調整が行えます。センサーのゼロ点がどれだけずれて いるかわかって いる場 合、計 量物を乗 せたままでゼ ロ点 の微調整ができま す。

- 16 -

MA4-00185-R4

７ － ２ ． 等価入力 による 校正方 法
以下、計量 モード からの 操作を示 します 。
操作 を 途中 で 終 了す る 場合 は 、 キ イ を何度か押すと設定の変更をせずに計量状態に戻ることが 出来ます。
1)ゼ ロ 点 の 等 価 入 力 校 正①[LOC]のランプが点 灯して いる場合 、 キイを2秒間押します。[LOC]のランプが消灯します。
②CAL キイを10回押 します 。表示器 にと表示され、 前回の校正値 と交互に 点滅しま す。
③ キイを押すと 、校正 値の左端 の桁が 点滅します。
④ または キイ で桁を 選択し 、 ま たは キイでセンサーのゼロ入力値をmV/V単位で設定 します。
マイ ナ ス の値 を 入 力す る 場合 は または キイで最上位桁の左側 の桁 を選 択し または キイで(マ イ ナス)か ブラ ン ク(プ ラ ス)を設定します。こ の時 、設定値 がゼ ロになる とマ イナスの 極性
がリセット(プ ラスに 変更)される ので注 意してください。
⑤ キ イを 押し ま す。 ゼ ロ点 の 校正 が行 われます 。正常に 校正 が行われたらと表示した 後、スパンの表 示値設 定に進 みます。 （ 2)スパンの表示値設定③へ）校正が正常 に行わ れなか った場合 、と表示されます。
2)スパンの 表示値 設定①[LOC]のランプが点 灯して いる場合 、 キイを2秒間押します。[LOC]のランプが消灯します。
②CAL キイを11回押 します 。表示器 にと表示され、 前回の校正値 と交互に 点滅しま す。
③ キイを押すと 、校正 値の左端 の桁が 点滅します。
④ または キイ で桁を 選択し、 また は キイでスパンの表示値を 設定します。
マイ ナ スの 値 を入 力 する 場 合は また は キイで最上位桁の左側の桁を選択し または キイで(マ イナ ス)か ブラ ンク(プラ ス)を 設定します。この時、設定値がゼロになるとマイナスの 極 性がリセット(プ ラスに 変更)される ので注意してください。
⑤ キ イを 押し ま す。 ス パン の 表示 値が 仮登録さ れと表示した後、スパン の等価入力校 正に進みます。 （ 3)スパンの等 価入力校正③へ）
3)スパンの 等価入 力校正①[LOC]のランプが点 灯して いる場合 、 キイを2秒間押します。[LOC]のランプが消灯します。
②CAL キイを12回押 します 。表示器 にと表示され、 前回の校正値 と交互に 点滅しま す。
③ キイを押すと 、校正 値の左端 の桁が 点滅します。
④ ま た は キ イ で 桁を 選 択し 、 または キイでセンサーのスパ ン入力値 をmV/V単位で設定 します。
マイ ナ スの 値 を入 力す る 場合 は ま たは キイで最上位桁の左側 の桁 を選 択し または キイで(マ イナ ス)か ブラ ンク(プ ラス)を設 定します。この時、設定値がゼロになるとマイナスの 極性
がリセット(プ ラスに 変更)される ので注意してください。
⑤ キ イ を押 し ま す。 ス パ ンの 表 示値 設定とスパンの校正が行われます。正常に校正が行われたらと表 示した 後、計 量モード に戻ります。
校正が正常 に行わ れなか った場合 、と表示されます。

- 17 -

MA4-00185-R4

§ ８ ． 異常時の 対処方 法
本器 が 動作 不 良 の場 合 、下 記 に示 す 対 処によっても不具合 が解 消さ れな い場合は 、弊 社宛 てご 連絡下
さい 。 この 時、 型名 ・ 製品 シ リア ル 番 号・使用オプションならびに出来る だけ 詳しい故 障の症状 をお知らせ下さ い。
８ － １ ． 基本的な 点検項 目1）供給電源は 正常か 、確認 して下さ い。AC100V～240V仕様(標準)とDC24V仕様(オプション)が有り ます。
2）端子台の接 続が確 実に行 われてい るか確認して 下さ い。

８ － ２ ． 校正時の 注意点
1）ゼロ点校正 時、エ ラー表 示がでる 。
・初期ゼロ点の設 定範囲 を越えて いる場合
ゼロ 点校 正 を行 う には 、無 負 荷時 のセンサー出力が -2.8～+2.8mV/Vの範囲内でなければ校 正は
行 え ま せ ん 。 定 格 出 力 が 3.3mV/Vを 越 え る セ ン サ ー を 使 用 し て 無 負 荷 時 の セ ン サ ー 出 力 が ±2.8mV/Vを越える場合 は弊社 宛お問い 合わせください。
2） スパン校正 時、エ ラー表 示を行う 、または、表示がキイインした値にならない。
・センサー の出力 が大き すぎる場 合
本器では、 初期風 袋量と 計量値の 合計が3.3mV/Vを越えるシステムでの計測は行えません。
定 格 出力 が 3.3mV/Vを 越 え る セ ン サーを使用し て計 測を 行う 場合 は弊 社宛 お問い合 わせく だ さい。
・ゼロ点校 正時の 入力よ りスパン 校正値の入力 が小 さい場合
本 器 で は 圧 縮 型 ロ ー ド セ ル を 使 用 し て 、ゼ ロ 点 校 正 時 の 入 力 よ り ス パ ン 校 正 時 の 入 力 が小 さ い 場 合（ マ イ ナ ス 方 向 に 出 力 が 大 き く な る も の ）で も 使 用 で き ま す が 、表 示 の 極 性(± ) に 注 意 し て く だ さ い 。
3）表示がばら つく。
・内部分解 能に対するス パン設定 値が不適当な場合
本器の入力 感度は0.25μV/Dですので、0.5mV/V入力時の最大表示分解能は1/10,000です。こ れを越える分解 能とな る設定 を行うと 表示のばらつきが大きくなる場合が有ります。このような場合
は 表 示の ば ら つ き が 気 に な ら な い 程 度まで最 小目盛 の設定(スケ ールデ ィビ ジ ョン)を大 きく して下さい。

８ － ３ ． 異常な表 示を行 ってい る場合 の対処方法
1）過負荷状態 で無い のに、 計量値表 示器が点滅(オーバー表示)を行っている場合。
①センサー ケーブ ルの一 部が断線 した場合。
②センサー が不良 となっ た場合。
テストモー ドでセ ンサー からの入 力を確認してください。

８ － ４ ． 本器の故 障であ るかの 判断
1）センサー印 加電圧 が正常 か確認し て下さい。
本 器 とセ ン サ ー の 接続 を 外 し 、 本器 の 端子台の1番(+EXC)～2番(-EXC)間が5V±0.5Vで安定して いるか確認して くださ い。安 定でない 場合は本器の不良です。
2） 本器の端子 台で3番(+SIG)、4番(-SIG)間をショートします(入力電圧を0Vにします)。
テストモー ドで計 量器の 入力電圧(mV/V)を表示させます。表 示 が 0.0 000付近で安定 しているか確認して下さい 。安定し ていな い場合 は本器の不良、安 定している場合はセンサー側を確認して下さい 。
3） デジタルI/Oのチェッ ク
テストモー ドで、I/Oのチェ ックを行 って下 さい。

- 18 -

MA4-00185-R4

８ － ５ ． セ ン サ ー ( ロー ドセル)の 確認
ロー ド セル は ブリ ッジ 回 路で 構 成さ れ ているため、入出力抵抗および絶縁抵抗等を測定すること により、概略の 良否判 定がで きます。(必 ず、本器の電源を切り、ロ ードセルを外 して行っ てください。)
1）ロードセル の抵抗 値によ る故障判 定法
ロー ドセル のブリ ッジ抵抗 をテス ターで測定し、入出力抵抗に 異常がないか確認しま す。
2）ロードセル の絶縁 抵抗に よる故障 判定法
ロードセル のシー ルド線 と他の線 間を、50V以内の電圧で絶縁抵抗を測定します。
この時の絶 縁抵抗 値が1000MΩ以上あれば、ロードセルは概略良 好です。

- 19 -

MA4-00185-R4

§ ９ ． テストモ ードの 操作方 法
本器はテス トモー ドを備 えており 、デジ タルI/Oのテストが行えます。
システムに 動作不 良が発 生した時 に、テ ストモードを使用してI/O関係のテストを行う事により 、本器 側の故障で有 るか否 かの判 断に役立 ちます 。
９ － １ ． 基本操作
1） キイを押 しながら電源 を投入す ることでテストモードに移行出来ます。また電源ON後3秒以内 にキイを3回押 す事で も可能 です。
テストモー ドの終 了は一 旦電源を OFF にするか、テストモードのプログラムバージョンの表示において、 キ イを 3 回押す 事に依り ます。
2）S.P. キイを押す とテス ト項目が1つ 次に進み、CAL キイを押すと1つ前の項目に戻りま す。

９ － ２ ． 各テスト の動作 仕様
ｶﾞ ｲﾄ ﾞ 表 示 テ ス ト 項 目
内容
機 種 表 示 この状態で キイを3回押すと、計量のモードに移行できます。
本器のソフ トのバージョン番号を表示します。
バージョン
表示例：
･････Ver 1.00を示します。
表示
この状態で キイを3回押すと、計量のモードに移行できます。
点灯順序
全LED消灯なし
全 桁 の セ グメン トa,b,c,d,e,f,g,小数点および上下LEDが1セグメ ント
ずつ同時に 点灯
※各 セ グ メ
ＬＥＤ
左端の桁から右端の桁へ全セグメントを 個別に点灯
ン ト が 自 動
上側動作表示LEDの1,2,3,4,HOLD,PT
点灯
下側動作表示LEDのS.P.,CAL,FUNC,AZ,LOC
全LED点灯押 さ れた キ イ を数字表示します(S.P. ，CAL 以外のキイからテスト してください)。キ イと表示は以下の通り。
キイ
S.P. :1 ， CAL :2 ， FUNC :3， AZ: 4， AZ. R:5:6， :7， :8 ， :9， :10， :11
以下のキイ を押す度にRY1～RY4の出力がON/OFFします。
リレー
OFF 中 は 、 O N中 は そ の RY番 号 が 表 示 さ れ ま す 。
： RY 1， ： RY2， ： RY3 ， ： RY4
外部接点入 力信号の状態を表示します。
外 部 入 力 表示器に入 力状態の" "(ｵｰﾌﾟﾝ)または" "(ｼｮｰﾄ)を表示します。
左端がCMD、中央がAZ.R、右端はAZです。

- 20 -

MA4-00185-R4

・

キイを 押すとゼロ点校正状態になります。
OP-1は ※ ※※※、OP-2／OP-5では ※※※※と表示します。(4mAまたは0V)
キ イ と キ イで 出 力 を増 減し ます 。(押 し続 ける と連 続し て変 化 します。)
右側に表示 されている数 値は調整 の目安です。 調整範囲は±999です。
キイを押 すと微調整したゼロ点を記憶します。
・ キイを 押すと感度校正状態になります。
OP-1は※※※※、OP-2では ※※※※、OP-5では※※※※ と表示します。(20mAまたは5V，10V)
D/A校 正キ イ と キ イで 出 力 を増 減し ます 。(押 し続 ける と連 続し て変 化 します。)
右側に表示 されている数 値は調整 の目安です。 調整 範囲は±999です。
キイを押 すと微調整したゼロ点を記憶します。
・OP-2では更に キイを押すとマイナス 側の感度校正状態にな ります。
※※※ ※と表示します。(-5V)
キ イ と キ イで 出 力 を増 減し ます 。(押 し続 ける と連 続し て変 化 します。)
右側に表示 されている数 値は調整 の目安です。 調整 範囲は±999です。
キイを押 すと微調整したゼロ点を記憶します。
ま たは キ イを押す毎 に、1/10FSステップで出力を増減できるので 、直線性の確認 がおこなえます。( で減少、 で増加)
D/A動 作
ま た 、 現 在 の 出 力値 が 表示 さ れ ます(OP-1ではmA単 位、 OP-2,OP-5では V単位)。
計量器の入 力値をmV/V単位で表示します。確度は基準感度(1.0mV/V)±5%です。
入 力 電 圧 A/Dオーバーの 時は点滅します。
AZキイで表 示をゼロに出 来ます。(値はメモリーに記 憶されません)
AZ.Rキイでゼロ表示を解除します。
計量物を乗 せたままゼロ点を微調整できます。
キイ を 押 す と現在の計量値を表示します。この状態で キイまたは キ
ゼ ロ 点 微 調 イ を 押 す こ と で ゼロ 点の 校正 値を 微調 しま す(押 し 続ける と連 続し て 変 化
します。)。
キイを押 すと微調整したゼロ点を記憶します。
D/Aに 関 する 項 目 は OP-1(4～20mA)、OP-2(-5～+5V)、OP-5(0～10V)付きの場合のみ表示され ま す。

- 21 -

MA4-00185-R4

§ １ ０ ． 機器の据 付およ び接続 方法
１ ０ － １ ． 機器の据 付環境 等
1） 本器の使用 温度範 囲は-10℃～40℃です。直射日光の当らない場所への設置を考慮して下さい 。
2） 本器はAC100V～240V+10％／-15%(標準)またはDC24V±5%(オプション)の電源で動作します。AC電源
仕様で電源事情の 悪い場 合は、定 電圧トランス等の使用をお勧めします。
3） 本器はパネ ルマウ ント構 造となっ ています。付属の取り付け金具を使用して取り付けて下さい。
4） 端子台は7.62mmピッチ圧 着端子用 の端子台です。幅6mm迄のM3用圧着端子を使用して結線して 下さい。
１ ０ － ２ ． 端子配列
1）センサー用 端子台(リ アパネ ル上段7.62mmピッチ圧着 端子用)
4 芯シールドケーブルで結線して下さい。
No.
接続信号
また、ノイズの多いラインや AC ラインとは別配 線
1+EXC
印加電圧(＋)として下さい。
2-EXC
印加電圧(－)
ケーブル配 線色はメ ーカ ーま たは 機種 によ り異 な
3
+SIG
センサー出 力(＋)
りますのでロ ードセル に付 属し ている試 験成績 書
4-SIG
センサー出 力(－)
等を参照の上 、信号名称とケーブル色を確認 の上 、
5
SHL
シールド
正しく接続して下さい 。
2） 外部指令入 力およ びオプ ション出 力用コネクタ(リアパネル上段5mmピッチケージ クランプ)
・外部指令 入力No.
接続信号
誤動作防止のため、AC ラインや動力線等と の結
6
AZ 外 部 指 令 入 力 (ｵｰ ﾄｾﾞ ﾛ)
束を避けて ください。
7 AZ .R 外 部 指 令 入 力 (ｵｰ ﾄｾﾞ ﾛﾘｾｯﾄ)
8
CM D 外 部 指 令 入 力 (ｺﾏ ﾝﾄﾞ )・オプショ ン出力
9 D. CO M 外 部 指 令 入 力 コ モ ン
オプション を指定した場合に、アナログ信号また
10 OP＋ オ プ シ ョ ン 出 力はシリアル 信号が出力されます。
11 OP－ オ プ シ ョ ン 出 力 (G ND)
適 合 ケ ー ブ ル ： 0. 3mm 2 ～ 1. 25mm 2 の 単 線 ま た は 撚 り 線 、 剥 き し ろ 11mm
+5V
1kΩ

⑥⑦⑧
⑨
DLS-5025B
外部 指令入 力回路
3） 入出力信号 用コネ クタ(リア パネル下 段5mmピッチケージクランプ)
・リレー接点出力No.
接続信号
接点定格:DC24V 1A，AC125V 0.5A
12
RY1
ｺﾝﾊﾟﾚｰﾀ1接点出力（電源OFF時、接点はOFF）
13
RY2
ｺﾝﾊﾟﾚｰﾀ2接点出力
DC負荷の場合 はダイオ ー ド、AC負荷場合 はス パ
14
RY3
ｺﾝﾊﾟﾚｰﾀ3接点出力
ークキラー等 のノイズ 対 策を 負 荷 側で 行 っ て下15
RY4
ｺﾝﾊﾟﾚｰﾀ4接点出力
さい。(ノイズ対策上DC負荷での使 用をお勧めし
16 RY.COM
接点出力コ モンます。)
17 RY.COM
18
19

S-OUT
S-OUT

カレントル ープ出 力(無極性)

適 合 ケ ー ブ ル ： 0. 3mm 2 ～ 1. 25mm 2 の 単 線 ま た は 撚 り 線 、 剥 き し ろ 11mm

- 22 -

MA4-00185-R4

⑫⑬⑭⑮
DLS-5025B⑯⑰

コンパ レータ 接点出力 回路
4） 電源接続用 コネク タ(リアパ ネル下段)
No.
接続信号
20
21
22

E
AC
AC

接地

※．ＤＣ電 源仕様(オプション)
21
22

電源(AC100～240V)

+24V
0V

電源(+24V)
電源(0V)

・各 ケ ー ブ ル の シ ー ル ド は 本 器 ま た は 各 接 続 計 器 の い ず れ か 一 方 で 接 地 し て く だ さ い 。
・接地(Ｅ)端子に は接地 抵抗100Ω以下のアースに接続して下さい。

・電 源 は仕 様 によ り 、AC100～240V(標準)またはDC24V(オプション)があります。機器銘板で確認し て下さい。AC電源の場 合はツイスト処 理を行 って下さい。
・本器には リモー トセン シング機 能は有 りませんが、センシング付きで 6 芯ケーブル付きの ロードセ ルを接続され る場合 は、+EXC と+SEN また-EXC と-SEN を接続して ご使用下さい。
・本器に接続す るケーブ ルがAWG26より細い場合は、ケーブル先 端に棒端子を 圧着して 使用される事 をお勧めします 。
本器で使用 してい る端子 台(ｻﾄｰﾊﾟｰﾂ製:ML-800ｼﾘｰｽﾞ)には一般的 な棒端子はコンタクト部分が太すぎか
つ短く適合 しませ ん。
ケーブル先 端はDIN準拠の絶 縁スリー ブ付き棒端子(フェルール)を使用して下さ い。
使用す るケ ーブ ルが 細く て棒 端子 を圧 着してもしっかりと留められない時は、ケーブルを2本挿入 して圧着するな どの工 夫をし て、しっ かりと 留めてください。
＜接続例＞
使用するケ ーブル がAWG28の場合は AI 0.25-12BU(フェニックスコンタクト社製)を推奨します。
コンタクト 部分の 長さが12mm (8mmは不可)、0.25SQ／0.34SQケーブル用で、これにAWG28を2本挿入し ます。
専用手動圧 着工具(フ ェニッ クスコン タクト社製：ＺＡ－３)で圧着します。

- 23 -

MA4-00185-R4

§１１． 仕様

１ １ － １ ． アナログ およびA/D変換部
1） 入力感度2） 非直線性
3） 温度特性ゼロ点
感 度4） 周波数特性
5） トランスデ ューサ 電源

１１－２．表示部
1）表示種類① 計量値表示②動 作 表 示
2） 計量値表示① 表示範囲② 小数点③ オーバー表 示④単位⑤ サンプリン グ周期3） 動作表示

１ １ － ３ ． ゼロ点・ 感度校 正1） ゼロ点校正
2） 感度校正
3） ゼロ点の等 価入力 校正4） 感度の等価 入力校 正5） 感度の重量設 定6） 等価入力に よる校 正精度

１ １ － ４ ． I/O部
1）操作スイッ チ① キイスイッ チ

0.25μV/D以上（D:最小目）
1.0mV/V入力時
表示分解能：最大1/20,000
0.5mV/V入力時
表示分解能：最大1/10,000±0.02％FS±1カウント±0.0025％FS/℃（入力感度:1.0mV/Vにおいて）±0.0025％Reading/℃
約1Hz（DF=8、AV=4に於いて）
DC5V±5%,60mA(350Ω型トランスデューサ4台接続可能)

LED 7セグメント5桁、赤色、文字高さ10mm
LED、赤色、12個±99999 (ゼロサプレス表示)
任 意桁に設定可能
(無し，
，
，
，
)
全 桁点滅
入 力信号が -3.3mV/V以下と3.3mV/V以上、または表 示値が99999
を超える場合はオーバー 表示を行 う。
kg
その他は付属単位シール貼り付 けによる
種類：kg，g，t，N，kN，N・m，kN・m，kPa，MPa，mm，%60msec. (約16.7回／秒)
1，2，3，4(Set point 1～4)，HOLD(表示ホールド，ピークホー
ルド，ボトムホールド)，PT(プリセット風袋引き)，AZ(オートゼロ)，GROSS(総重量表示)，S.P.(Set point設定中)，CAL(校正中)，FUNC(ﾌｧﾝｸｼｮﾝ設定中)，LOCK(キイ操作のロック)-2.8～+2.8mV/Vの入力信号にて調整可能。(キイ操作による)-3.0mV/V～+3.0mV/Vのスパン量にて調整可能。(キイ操作に よる)-2.8～+2.8mV/Vをキイ入力にて設定可能。(キイ操作による)-3.0～+3.0mV/Vをキイ入力にて設定可能。(キイ操作による)-99999～+99999をキイ入力にて設定可能。(キイ操作による)±0.2%FS(スパン量1mV/Vかつ同一ケーブル長の条件において)※ .初 期風 袋 値(ゼ ロ点 入力 値 )と 最 大計 量 値(ス パ ン量)の合 計
が±3.3mV/Vを超えないこと

11キイ
項目選択(Item Select)キイ ：(Set Point，CAL，FUNC)
コマンドキ イ：(AZ，AZ.R)
アローキイ：(BACK，NEXT，DOWN，UP)
エスケープ キイ：(ESC)
エントリー キイ：(ENT)- 24 -

MA4-00185-R4

2） 外部指令入 力(3bit)
無電圧接点 入力ま たはオ ープンコ レクタ入力① オートゼロ （AZ）
ワ ンショットメーク接点(パルス幅0.2sec)② オートゼロ リセッ ト(AZ.R)〃③ 補助指令(CMD)
下記機能より1種類を選択可能ａ)．表示ホー ルド
継続メーク 接点ｂ)．ピークホ ールド〃ｃ)．ボトムホ ールド〃ｄ)．NET/GROSS〃
ｅ)．ゼロ点校 正
ワンショッ トメーク接点(パルス幅0.2sec)
3） 制御用出力① 出力信号② 接点容量4） アナログ出 力(オプシ ョン)① 出力信号②分 解 能③非 直 線 性④温 度 特 性

ﾘﾚｰ接点出力4点(4bit 1コモン)
RY1～4、各a接点(電源OFF時、接点ｵｰﾌﾟﾝ)
使用リレー ：オムロンG5V-1
DC 24V, 1A(抵抗負荷)(DCでの使用を推奨 。ACで使用の場合、AC125V，0.5A，抵抗負 荷)

表示値に連 動したD/Aコンバート、アイソレート出力
4～20mA/0～FS(負荷抵抗：0～510Ω)・・・・OP-1-5～+5V/0～FS(負荷抵抗：5kΩ以上)・・・・OP-2
0～10V/0～FS(負荷抵抗：5kΩ以上) ・・・・OP-5
オーバー・ アンダーともにFSに対し5%出力可能
表 示 分 解 能 に 連 動 ( 設 定 に て 表 示 非 連 動 約 1/10 ,000も 可 )±0.1%FS( 表 示 値 に 対 し て )ゼ ロ 点 ・ 感 度 共 ±0.01%/FS/℃5） シリアル出 力(オプシ ョン：OP-3)① インターフ ェース 規格
RS-232C規格準拠（アイソレート出力）② 伝送速度2400 BPS③ 伝送プロト コル
調歩同期(非同期)④ 伝送フォー マット
データビッ ト：7bit，ストップビット：2bit,
パリティ：EVEN，データ：ASCIIコード

１１－５．総 合1） 停電対策(ﾒﾓﾘ内容のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ)2） 電源電圧
3） 消費電力
4） 使用温度･湿度範囲
5） 取り付け方 法
6） 本体質量キイ操作による各設定データは不揮発性ﾒﾓﾘに書き込み。
AC85～264V、50/60Hz：標準仕様
DC20～27V：オプション
約20VA-10～＋40℃、20～85％ R.H.（結露無き こと）
パネルマウ ント型
約1kg

- 25 -

MA4-00185-R4

§ １ ２ ． 型式一覧 、附属 品
１ ２ － １ ． 型式
ＤＬＳ－５ ０２５ Ｂ－１ －ＤＣ
電源仕様
オプション

無 記 入 ： AC10 0～ 240 V(標 準 仕 様 )DC： DC24 V(オ プ シ ョ ン )無記入：オプション無し
1： 電 流 出 力 (4～ 20mA )2 ： 電 圧 出 力 (-5～ +5V)
3 ： シ リ ア ル 出 力 (RS -232 C)
5 ： 電 圧 出 力 （ 0～ 10V）

デジタル指示計１ ２ － ２ ． 附属品
1）取扱説明書
2）単位シール
3）端子台カバ ー

1部
1枚
2組

§ １ ３ ． 外形寸法 図- 26 -

MA4-00185-R4

§１４． 操作一覧
１ ４ － １ ． 各モード の操作 および 設定項 目
・ 数 値入 力 の 方 法
変 更 する 項 目 を 表 示 さ せ 、で 桁 を選 択(選択中の桁が点滅)、で変更、 で確定。
マイナスの 値を設 定する 時は、先に数値を入力した後で極性を入力。表示が0になるとマイナスは取り消される 。
・ 機 能選 択 の 方 法
変 更 する 項 目 を 表 示 さ せ 、・で 機 能を 選択(点滅)、で確定。

で設定の中止または終了

計量モー ド
キイ

内容

ESC2秒
AZ1秒
AZ.R1秒
S.P.
CAL
FUNC

キ イ ロ ッ ク の セ ッ ト ／ リ セッ ト
オートゼロのセット
オートゼロのリセット
コ ン パ レ ー タ 設 定 モ ー ド へ移 行
キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン モ ー ドへ 移行
フ ァ ン ク シ ョ ン 設 定 モ ー ドへ 移行

コ ン パレ ー タ 設 定 モ ー ド
ガイド表示
内容

S.P.

コンパレータ１定量
コンパレータ２定量
コンパレータ３定量
コンパレータ４定量
コンパレータ１落差コンパレータ２落差
コ ンパ レ ー タ ３ 落 差
コンパレータ４落差
ヒステリシス
校 正 モー ド
ガイ ド 表 示

CAL
内容

備考
キイロック中はLOCKのLEDが点灯
AZのLEDが点灯
AZのLEDが消灯
S.P.のLEDが点灯
CALのLEDが点灯
FUNCのLEDが点灯

で項目選択 。
設定
数値
数値
数値
数値
数値
数値
数値
数値
数値

+/-設定可能+/-設定可能+/-設定可能+/-設定可能

コンパレータ１～４共通

で 項 目 選 択。
設定

ゼロ点校正
スパン校正
最小目盛
デ ジ タ ル フ ィ ルタ
安定検出の幅
移動平均回数ゼ ロ ト ラ ッ ク の幅
ゼ ロ ト ラ ッ ク の時 間
小数点位置
ゼ ロ 点 の 等 価 入力
スパンの表示値
ス パ ン の 等 価 入力

数値
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
数値
数値
数値

備考

出荷 時
99999
99999
99999
99999
0000
0000
0000
0000
000

備考

出荷 時

で点滅、点滅中 で校 正
実荷重値を入力、+/-設定可能
１,２,５,１０
１～１０OFF, 0.5～10.0(0.5間隔)目量以内
移動平均。1,2,4,8,16,24,32回
OFF, 0.5～10.0(0.5間隔)目量以内
0.1, 0.5～10.0(0.5間隔)秒
０(無し)、１～４
mV/V単位で入力、+/-設定可能
スパンの等価入力の表示 値、+/-設定可能
mV/V単位で入力、+/-設定可能

10000
1
8
OFF
4
OFF
2.0
0
0.000010000
1.0000- 27 -

MA4-00185-R4

フ ァ ンク シ ョ ン モ ー ド
ガ イ ド表 示

内容FUNC

で 項目選択。
設定

プリセットＴＡＲＥ

数値

コンパレータ１動作
コンパレータ２動作

選択
選択

コンパレータ３動作
コンパレータ４動作
Ｄ／Ａ対象
Ｄ／Ａゼロスケール

選択
選択
選択
数値

備考

出荷 時

０以外に設定するとPTのLEDが点灯+/-設定可能、、、から選択+/-設定可能

00000
、 全て

、
4mA(0V)に相当する計量値を設定
00000+/-設定可能Ｄ／Ａフルスケール数値
20mA(5Vま た は 10V)に 相 当 す る 計 量 値 を10000設定、+/-設定可能
Ｄ／Ａ出力分解能
選択
(表示),
(最大 )
外部入力
選択
、
、
、
、
から選択
テストモードへ移行
で点滅、点滅中 ３回 で移行
D/Aに 関 する 項 目 は OP-1(4～20mA)、OP-2(-5～+5V)、OP-5(0～10V)付きの場合のみ表示され ま す。
キ ャ ルロ ッ ク 設 定 モ ー ド
キイを 押 しながら電 源投入、または投入時
内容

キ ャ ル(ス パ ン 校 正 )ロ ッ ク設定
記憶し計量モードへ移行

で選択。

3回。
備考

(解除 )、(ロック)

テ ス トモ ー ド

を 押 し な が ら 電 源 投入、また は 投入 時 3回。ファンクションからも可 。
S.P. で 次 の 項 目 へ 進む。CAL で前の項目へ戻る。
ガ イ ド表 示
内容
備考
機種表示
3回で計量モードへ移 行。
プ ロ グ ラ ム バ ー ジ ョ ン の 表示
3回で計量モードへ移 行。
LED の 自 動 点 表 示 の チ ェ ッ ク
LEDが自動点灯。
灯
キイスイッチのチェックが11。 が10。・・・S.P. が1。
リレー出力のチェックが1。 が 2。 が3。 が4。
それぞれ押す度にON／OFF。
外部入力のチェック右端の桁がAZ。中央がAZ.R。左がCMD。
COMとショートすると 、オープンで 。
Ｄ／Ａの校正で4mA(0V)、 で20mA(5Vまたは10V)出力。
OP-2は更に で-5V出力。
それぞれで微調(微調の目安を表示)。
(
は押し続けること で連 続微 調可 。)
で記憶。
微調範囲は微調の目安が±999まで。
Ｄ／Ａ出力の確認
で出力を変更。表示 は出 力値 。
センサー入力の確認
ゼロ点、スパン校正に かかわらずmV/V単位で表 示。
AZ 、 AZ.R キ イで 一 時 的 に 表 示 ゼロ 、 ゼ ロ キ ャ ン セル。
ゼロ点の微調で計量値を表示。
で微調。(
は押し続けることで連続微調可。)
で記憶。
D/Aに 関 する 項 目 は OP-1(4～20mA)、OP-2(-5～+5V)、OP-5(0～10V)付きの場合のみ表示され ま す。

- 28 -

MA4-00185-R4

１ ４ － ２ ． 機能ブロ ック図- 29 -

MA4-00185-R4