Digilyzer DL1

ユーザーマニュアル

NTi Audio Contact
Headquarter

NTi Audio AG
Im alten Riet 102
9494 Schaan
Liechtenstein, Europe
Tel+423 239 6060
FAX +423 239 6089
E-mail info@nti-audio.com

NTi Audio日本総代理店：エヌティーアイジャパン株式会社〒1300026
東京都墨田区両国1-8-4 両国坂本ビル
TEL
03-3634-6110
FAX 03-3634-6160
E-mail info@nti-japan.com© NTi Audio AG
All rights reserved.
Subject to change without notice.
Release 1.2 / Oct.2002 / Software D1.01
Digilyzer, Minirator, Minilyzer, MiniSPL,MiniLINK and Minstruments are registeredtrademarks of NTi Audio.
2

Made in
Switzerland目次

1. イントロダクション4
保証規定
注意事項、テストサーティフィケイト

56

2. 概要7
機能
信号モニター
接続コネクター
電池の交換

8
9
12
13

3. はじめに14
4. 基本操作175. 測定項目26
チャンネルステイタス
ビット・スタティスティックロガー
VU+PPM
レベル測定
ピークレベルRMSレベル
スイープレベル
THD+N
スコープ

26
32
34
38
40
41
42
44
46
48

6. トラブルシューティング49
7. Appendix

1C2f フォーマット
ロガーイベント・コーディング
プロフェッショナルフォーマット・コーディング
コンシューマフォーマット・コーディング

50

50
52
55
58

8. 主な仕様61

3

1. イントロダクション
このたびは、当社製品DL1デジライザーをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。DL1は、先進の解析機能を備えたハイ・コストパフォーマ
ンスなオーディオアナライザで、特にプロフェッショナルオーディオのア
プリケーションに最適です。
NTi Audio製品は、CEマーキングされた最高の品質基準で生産されています。
当製品を最良の状態でご使用いただくために、
この取扱説明書をよくお読みください。

CE適合宣言書
We, the manufacturer NTi Audio AG, Im alten Riet 102, 9494
Schaan, Liechtenstein, do hereby declare that the product Digilyzer
DL1, released in 2001, conforms to the following standards or othernormative documents.
• EMC: 89/336, 92/31, 93/68• Harmonized standards: EN 61326-1
This declaration becomes void in case of any changes on the productwithout written authorization by NTi Audio.
Date:

01.11.2001

Signature:
Position of signatory: Technical Director

4

保証規定
保証範囲

エヌティーアイジャパン株式会社は、当製品ならび付属部品について不良が認められた場合、ご購入日より一年間について製品の保証をしております。
この期間中に故障した場合には、無料修理させていただきます。

保証上の規約

お客様による事故、誤使用、不注意、あらかじめ備えつけられていない部
品の装着等による不調、部品の喪失、本機を仕様外の電源・入力信号電圧・コネクターへ接続したために生じた不具合に関しましては一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
また当製品使用にあたって、付随または関連して生ずる直接的・間接的な損失および損害等につきましても弊社の責任の範囲外とします。
当保証は、製品のサービスまたは修理がエヌティーアイジャパン株式会
社およびエヌティーアイジャパン株式会社が認めたサービス代行者以外の第三者によって行われた場合には適用されません。
エヌティーアイジャパン株式会社以外による書面および口頭による保証はありません。本書に記載されている当保証以外には法的または事実においてエヌティーアイジャパン株式会社は保証をしておりません。
特定の目的のための商品化および仕様変更は不法行為であり、それらに対して製品の信頼性の保証、および取り決めは一切しておりません。
動作不良の場合は、当該製品を元のように梱包し、当社まで持ち込んでいただくか、送料立替えにてご送付下さい。その際、製品の納品書のコピーを必ずご同梱下さい。配送時の故障に関しましては当保証の範囲外ですのでご了承下さい。

5

注意事項
使用上のトラブルを避けるため、次の点にご注意ください。
• 初めてご使用になる前に、
このマニュアルを一通りお読みください。
• 測定器としての用途以外の目的でご使用にならないでください。
• パワーアンプや電源プラグ等、高電圧出力には絶対に接続しな
いでください。
• 当製品を分解しないでください。
• 不良が発生した場合は、ご使用をお止めください。
• 長期間ご使用にならない場合は、電池を抜き取っておいてください。

テストサーティフィケイト
DL1は、製品仕様に基づき完全なテストが実施されており、この測定器のキャリブレーションは不要です。

6

2. 概要
DL1は、
デジタルオーディオ信号解析のための先進的な技術を採用しています。
デジタルオーディオ機器の簡単で素早いメンテナンスを実現し、問題箇所の特定にも威力を発揮します。
DL1は、様々なデジタルオーディ
オ項目について、信号を同時に監視しています。入力されている信号のオーバービューは、大型LCDに表示され、信号中に含まれるエラーが可視化されます。
（例：コンシステンシーチェック）

メニューバー

PPM メーター

キャリア
インフォメーション

クイック・ステータス
インフォメーション

図 2-01 ディスプレイ・オーバービュー
DL1によるデジタル信号の解析は、簡単で分かり易くなっています。一方、デジタルオーディオ信号についての基礎知識も重要です。そのため、NTi Audioではデジタルオーディオの基礎に関する分かり易い小冊
子をご用意しております。ホームページを参照してください。

インターフェースタイプ

DL1は、一般的に使用されているAES3、S/PDIF、TOSリンク、ADATといった全てのインターフェースタイプをサポートしています。
さらに、外付けのアダプター（例ADAT-TDIFコンバータ）を使用することで、より広範囲なインターフェースタイプに対応できます。

7

機能
DL1には、多くの測定ファンクションが装備されておりますが、メニュー
バーで簡単にアクセスすることができます。

図 2-02 測定ファンクション

操作についてDL1は、メニューによる使い易いユーザーインターフェースを備えています。各設定の変更は、表示されている各項目の位置で切り替えるため複雑なセットアップ画面はありません。操作は、カーソルキーによりカーソル（白黒が反転した箇所）を移動させ、それぞれの設定箇所を切り替えます。選択可能な設定箇所はEnterキーを押し、カーソルキーで希望の設定項目を選択します。
ここでもう一度Enterキーを押すことにより、選択した項目が確定されます。

図 2-03 DL1メニュー
8

単位選択のためのカーソル移動

図 2-04 設定の変更

信号モニター
デジタルオーディオが取り扱い難い点は、入力されたデジタルオーディ
オ信号を確認する際、人の耳で直接聞き取ることができないことです。
そのためDL1は、
デジタルオーディオ信号を容易に確認できるよう、様々なモニター機能を備えています。

測定信号の検聴• 両チャンネル測定（A+B)では、
モニタースピーカーは二つのチャンネ
ルをミックスして出力します。ヘッドホン出力では、ステレオでのモニターが可能です。
（チャンネルAはLeft側、チャンネルBはRight側）

両方のチャンネルA+Bの選択

図 2-05 チャンネル A+Bの選択
9• SCOPE等の幾つかの測定ファンクションでは、モニターできるチャンネルが1チャンネルのみとなり、画面上に表示されているチャンネルがモニターできます。
チャンネルB選択

図 2-06 チャンネルBの選択

デジタル/アナログラインの併用

デジタルとアナログオーディオラインの併用は、しばしば厄介な問題を引き起こします。
トラブルシューティングの際、DL1にアナログラインが接続されている場合があります。DL1は、
このアナログ信号にロックはできませんが、検聴する機能を備えています。DL1の検聴機能は、
アナ
ログ入力信号をデジタルでロックせず直接スピーカーやヘッドホン出力に送り、アナログ信号の検聴を可能にしています。
アナログ信号が入力された場合、ディスプレイ上にANALOG MONITOR ONの文字がフラッシングします。

フラッシング

図 2-07 アナログサウンドモニター

10

デバッグと検聴

背面のビルドインスピーカーは、常に測定された信号のサウンドレス
ポンスをモニターすることができます。非常に高品質な信号（例：24ビット/ 96 kHz)を優れた音質でモニターする場合にはヘッドホン出力が用意されています。
このヘッドホン出力は、D/Aコンバーターとして使用することもできます。
（例：ミニディスクプレイヤー等へアナログ入
力で録音する場合。）
無信号時のデバッグ

デジタルオーディオラインでのトラブルシューティングの際、しばしば無信号の状態があります。簡単に確認する方法として、DL1はデジタル化されたAGC（オートマチック・ゲイン・コントロール）を装備し、微小なデジタ
ル信号をズームアップさせることができます。
これにより、LSB（最下位ビット）の変化でも、十分に聞き取ることができます。AGCは140 dBのダイ
ナミックレンジを持ち、非常に小さな雑音でも聞き取ることが可能です。例えば、フェーダーが絞られた場合、または信号がミュートされた
場合、AGCがアクティブになり、ディザノイズを聞き取ることができます。

AGCのON/OFF

ボリューム調整キーのシンボルマーク

図 2-08 AGC（オートマチック・ゲイン・コントロール）
上記のモニター機能は、FAST ACCESS SETUPメニューに表示されているキーによりコントロールできます。
デュアルドメイン測定

RMSレベルとTHD+N（全高調波歪み+ノイズ）の測定は、A/D コンバータ
ーをチェックする一般的な方法です。
DL1は、
MR1アナログ・オーディオジェネレータとの併用によりA/D コンバーターやデジタルミキサーのようなミックスモードのアプリケーションでも使用できます。

11

接続コネクター
DL1は、以下のコネクターを装備しています。

AES3 110 Ω

S/PDIF 75Ω

ヘッドホン
出力

TOSリンク/ADAT

図 2-09 DL1の入出力コネクター

NOTE• A E S 3 7 5 Ω ( B N C コ ネ クタ ー ）を 使 用 する 場 合 、
AES75/100Ωインピーダ変換アダプターが必要となります。
• 内蔵スピーカーの検聴を切り替える場合（例ライブ収録中）、ヘッドホン出力端子にジャックを挿入して下さい。）

ラバークッション

DL1本体にはラバークッションが付属しています。
これら本体裏側に装着することにより、例えばモニタースピーカーが下側でテーブル上に置かれた場合でも、スピーカーからの音が聞きやすくなります。

12

電池の交換
下記に示す通り、電池収納部分に、単三アルカリ乾電池3本を挿入して下さい。

ラバークッション
スピーカー
1. 押す

1. 押す

2. 引く

図 2-10 電池カバーの取外しNOTE

図 2-11 電池を挿入した状態• 充電タイプのNiCd（ニッケルカドニウム電池）やNiMH（ニッケメタル・ハイドライド電池）の使用は、仕様よりも電池寿命が短くなることがあります。

13

3. はじめにこの章では、DL1を使用した測定方法について簡単に説明いたします。
以下の例では、入力としてS/PDIF信号をテストします。
（CDプレーヤーのS/PDIF出力を入力し、音楽を再生して下さい。）

1. 電池を挿入します。

2

2. S/PDIFコネクターをRCA入力に接続します。

3. デフォルト設定にリセットする
ため、ESCキーを押しながら同時にONボタンを2秒以上押します。

3

図 3-01 デジライザー

4. S/PDIF入力を選択します。
- カーソルキーを使い、カーソル（白文字に反転している箇所）
を一つ右のフォーマットメニュ
ーに移動します。

4- Enterキーを押し、信号フォーマットメニューを開きます。
- S/PD を選択し、Enterキーを押します。
- チャンネル・ステータスインフ
ォメーションが表示され、内蔵スピーカーから音楽が聞こえます。

図 3-02 信号フォーマットの選択

14

5. ボリューム調整
ESCキーと同時に、左または右矢印のカーソルキーを押します。
これによりFAST ACCESSSETUP 画面が表示され、ボリュームが小さくまたは大きくできます。
ボリューム調整キー

6. サンプリングレート精度の測定
精度をppmで測定します。そのためサンプリング周波数の単位を次のように変更します。

5.ボリューム
表示

図 3-03 ボリューム調整- カーソルを“Hz”の箇所に移動します。
- Enterキーを押します。

6- カーソルを押して “Hz”から“ppm”に変更します。
-

測定された精度は、すぐに表示されます。

- Enterキーを押し、設定を確定します。
7. VU+PPM 測定

図 3-04 PPM 設定- ESCキーを２度押し、カーソル
を左最上部に移動させます。
- Enterキーを押して測定メニューを開きます。

7- カーソルをVU+PPMに移動します。
- Enterキーを押し、設定を確定します。

図 3-05 VU+PPMモード
15

8. オートアワーオフ時間の変更

8- カーソルをメニューラインのSETに移動し、Enterキーを押します。
- カーソルキーを使い、AUTO
POWER OFFを選択し、Enter
キーを押します。
- カーソルキーで、（例 60 MIN）
を選択します。
- Enterキーを押し、設定を確定します。
- SETUP 画面から抜け出すには、ESCキーを押して下さい。

図 3-06 オートパワーオフ設定

9. バックライト/電源オフ- バックライトを店頭させるには、On/Off キーを押します。
- バックライト機能は、SETUP メ
ニューのAUTO LIGHT OFFで設定します。
- 電源を切るには、
On/Offキーを2秒以上押して下さい。

ここまで、DL1のメニューについての基礎知識や、はじめて使用する際の取扱いについて説明いたしました。
NOTE• Enterキーを押すことにより、値を直接切替えるか選択モード（カーソルが点滅状態）にすることができます。
• 選択モードでは以下の2通りのキー操作が可能です。
-  設定の確定には、ENTER キーを押します。
-  設定の取消には、ESC キーを押します。

16

4. 基本操作
DL1は多くの測定機能を持ちますが、操作はたいへんシンプルで分かり易くなっています。

背面に
モニター
スピーカー

エスケープ
(ESC)キー

電源On/OffとバックライトEnter /
カーソルキー

図 4-01 コントロールパネル
ディスプレイは、大きく分けて2つの表示部で構成されています。上段
はメニューバー、下段は測定結果と共に、現在の各ステータスが表示されています。
各項目の設定は、カーソルキーを押してカーソルを移動し、Enterキー
で確定します。カーソルの位置は、表示が反転（背景が黒で白抜き）している箇所です。
DL1の電源を入れた時の各測定機能の設定は、電源を切った時の設定がそのまま有効となっています。

17

メニューバー
メニューバーからは以下の設定が可能です。
入力
信号
測定項目 フォーマット フォーマット セットアップ 電池残量
（表示のみ）

図 4-02 メニューバー

図 4-03 測定項目のメニュー

図 4-04 信号フォーマットメニュー18以下の信号フォーマットが選択可能です。
• AES3 - AES3
• S/PD - S/PDIF• TOSL - TOSリンク• ADAT - TOSリンク入力を経由したADATフォーマット
• 1C2f - シグナルチャンネル・ダブルサンプリング周波数モード
詳細はAPEPNDIXを参照して下さい。

図 4-05 フォーマットメニュー

入力チャンネルの選択選択されている信号フォーマットに対応した入力チャンネルを選択できます。測定結果は、選択された入力チャンネルの個別の結果が表示されます。参考までに：• チャンネル Aはヘッドホンの左側• チャンネル Bはヘッドホンの右側

電池残量インジケーター

メニューバーの右端に、製品が正しく作動していることを示すシンボ
ルマークが表示されています。電池の残量が減少すると図のマークが表示されます。

図 4-06 電池残量19

セットアップ画面
セットアップ画面では、ユーザーカスタマイズの基本設定が可能です。

図 4-07 セットアップ
AUTO POWER OFF：設定した時間内にキー操作がなかった場合、自動的に電源がOFFになります。
AUTO LIGHT OFF：設定したバックライトの点灯時間後に、自動的にライトが消えます。
PPM OVER THRESH：PPM（ピークプログラムメータ）のクリッピング
表示に必要な、
フルスケールのレベルを定義します。
MULTIPLE SETUP：4つのユーザーセットアップを保存できます。マル
チプルセットアップモードを使用するには、ENABLEを選択します。設定後、DL1の電源を入れるとスタートアップ画面中に1~4の設定IDが表示されます。1~4の何れかを選択すると、スタートアップ画面から測定画面に切り替わります。全ての測定モードのパラメータ設定は、電源を切った時のID番号に保存され、次のスタートアップ時にそのIDを選択すれば、保存された設定がリコールされます。

図 4-08 マルチプル・ユーザースタートアップ表示
20

ファーストアクセス・セットアップ
モニター音量の調整等、使用頻度の高い機能については、直接アクセス
することができます。ESCボタンと同時に、下図に対応したキーボタンを押し、それぞれの値を調整することができます。
また2秒間以上ESCキーを押すと、FAST ACCESS SETUP画面が表示されます。

ESC + 上矢印
LCDコントラスト

ESC + enter
AGCのON/OFF

ESC + ON/OFF
ミュート/アンミュート

高

スピーカー

ミュート
ESC + 下矢印
コントラスト低

ESC + ボリュームダウン

ESC + 右矢印
ボリュームアップ

図 4-09 ファーストアクセス・セットアップ画面
ディスプレイ上にシンボル化されたキーパッドが、操作パネルの各ボ
タンの機能を表しています。調整された値はディスプレイの右側に表示されています。

VOLUME：スピーカーからの音量を調整します。
ただしボリュームコント
ロールやミュート/アンミュートの設定は、トップパネルのアナログモ
ニター出力には影響を与えません。
アナログオーディオ信号が入力された場合、スピーカーからモニター音声は聞こえますが、測定結果は何も表示されません。
これによりアナログオーディオ信号が入力されていることを直地に判別できます。
アナログ信号の解析んは、ML1ア
ナログ・オーディオアナライザをお薦めします。
AUT. GAIN CONTROL (AGC)：AGC機能は、-60dBFといった低レベ
ルの入力信号であっても、モニターレベルを最適な音量に自動調整します。AGCは、信号を140 dBまで増幅されますので、無音ラインのディザノイズでも聞き取ることができます。
CONTRAST：ディスプレイのコントラストを設定します。SCOPEや
VU+PPM測定モードのように、素早く変化する表示の読み取りには、高めのコントラストに調整することをお奨めします。
21

主なディスプレイ
デジタルオーディオ信号の解析やトラブルシューティングでは、同時に幾つかの項目を調べることが必要です。例えば、レコーダーで入力信号を認識できない場合には、次の点から判別しなければなりません。
•
•
•
•
•

ラインにデジタルかアナログ信号があるか？
デジタルラインで何か聞こえるか？
信号フォーマット（コンシューマ/プロフェッショナル）は？
チャンネルステータスは、データに対応しているか？
キャリア信号のレベルや周波数は？ 等

DL1は多くの測定機能を持ち、これらの質問に全て回答します。幾つかの測定画面では、殆どの測定を継続して表示しています。

PPM（メーター）

キャリア
インフォメーション

エンファシスクイックステータス
インフォメーション

図 4-10 信号インフォメーション

22

キャリアインフォメーション

キャリア周波数

キャリア
レベル

エラーインジケーター

図 4-11 キャリアインフォメーション
キャリア周波数：測定された周波数を次のように表示します。
• Hz• ppm（サンプリング周波数規格値との偏差）キャリアレベル：Vppで測定されたキャリアレベルを表示します。5.0 Vpp
より高いものは、>5 Vppと表示されます。

アプリケーションヒント

キャリアレベルは、最初に信号品質を判断する上で非常に重要です。短いケーブルで正しく接続した場合、キャリアレベルは次の値になります。
• AES3 信号、2 ～ 7 Vpp• S/PDIF信号、200 ～ 700 mVpp

インピーダンスや伝送距離の問題によりキャリアレベルがドロップした場合、信号の信頼性が低下します。

エラーインジケータ: DL1は、デジタル信号のプロトコルをチェックし、エラーを判別します。
これらのエラーは、耳に聞こえるノイズ、障害の原因となります。エラーが発生した場合、DL1のエラーインジケー
タが黒に埋まります。その後障害がなければ、インジケータは10秒以内に空白になります。

23エラーインジケーターにカーソルを移動させEnterキーを押すことにより、次のエラーがエラーインジケーターに表示されます。
• ロック/アンロック• バリディティビット• コンフィデンスビット（受信したデータアイパターンが規格値以下
であることを示しています）• バイフェースマークコーディング・エラー• パリティエラー
• キャリアレベルが規格値以下
NOTE

ロック/アンロックは、ADATフォーマットのみ検出可能です。

PPMメータ

PPMは、多くの測定項目の画面に含まれており、測定されたピークレ
ベルはバーグラフで表示されます。スケールの詳細は下図を参照し
て下さい。

信号
クリッピング表示チャンネルA

チャンネル B
-60 dBF -10 dBF -3 dBF

0 dBF

図 4-12 バーグラフ表示

NOTE• バーグラフ左端の垂直線は-60dB以下のレベルの存在を表しています。
無音の場合、
この箇所には3つのドットが表示されます。
• クリッピング表示するフルスケール値のサンプル数は、
セットアップメニューの中のPPM OVER THRESHで設定されます。デフォルト値は、3つのサンプルに設定されて
います。

24

エンファシス

DL1は、
いかなるプリエンファシス信号もディエンファシスしません。
入力
信号のチャンネルステータス中にプリエンファシスがマークされている
場合、デジライザーはPPMの下にPRE-EMPH と表示します。

表示

図 4-13 エンファシス

クイック・ステータスインフォメーション

BIT STAT., VU+PPM, LEVEL, THD+Nなどの測定項目では、主要なチャンネルステータスが継続的に表示されています。

フォーマット サンプリング
周波数

解像度、
ワードレングスチャンネル
インフォメーション

図 4-14 クイック・ステータスインフォメーション表示
コンシスティチェックは、測定項目とは別に常に監視動作を続けています。
これにより物理的なパラメータとの不一致を判別できます。例えば、上記の数値で示されているように、解像度は24ビットであるべきところが、実際には低くなっていることがあります。

25

5. 測定項目チャンネルステータス
AES3、S/PDIF信号フォーマットには、ビットストリームに変換されたチャンネルステータスと呼ばれる、追加情報が含まれています。DL1は、ステータスビットの内容を変換し、チャンネルステータス画面に結果を表示します。
DL1は、自動的にステータスビットを解析します。チャンネルステータ
スの最初のビットは、
ステータスビットがプロフェッショナルフォーマッ
トかコンシューマフォーマットのどちらかで構成されているかを表します。
プロフェッショナルフォーマットは、チャンネルステータスに変換された様々な追加情報があります。一方コンシューマフォーマットでは、
コピープロテクションが主要な情報です。ADAT信号は、ステータス情報が含まれないため、CHANNEL STATUS NOT AVAILABLE ON ADATと表示されます。
ステータス情報は、3ページに渡り表示されます。
• ページ1：主要なステータス情報• ページ2：追加のステータス情報• ページ3：16進数のステータス情報
ページ番号は、測定画面の上部センターの位置に表示されます。ページを選択するには、カーソルをページ番号に移動し、Enterを押します。

26

プロフェッショナルフォーマット
ステータス
メモリー

ページ

エンファシスチャンネルモード

フォーマット
データコーディング
Fs ロックサンプリング周波数
Fs スケール

ユーザービットフォーマット

AUXビットワード長

図 5-01 プロフェッショナル チャンネルステータス 1ページ

ステータス
メモリー

ページ

データ
リライアビリティ
CRCC

レベルアライメント

リファレンス信号
時間
サンプルカウンター
オリジナルデータ

図 5-02 プロフェッショナル チャンネルステージ 2ページ

各ステータス表示の詳細については、APPENDIXを参照して下さい。

27

ページ

縦列番号
横列番号

図 5-03 プロフェッショナル チャンネルステータス 3ページ

3ページ目は、
ステータス情報が16進数として表示されます。各ステータ
スバイトの内容は、2桁の16進数で表されます。
ステータス情報は、24バ
イトが含まれており、3つの横列数と8つの縦列数で表示されます。各縦と横の数は、加算されることにより、対応するバイト数に含まれている情報を読むことができます。
例：

横列番号 +
08
10 (hex)

+
+
+

縦列番号

=

バイト番号

4
6
2

=
=
=

4
14
18

アプリケーションヒント

チャンネルステータスには、定義されていない予備のビットの組み合わせが多くあります。16進数による解析は、必要であれば予備のステータスをさらに調べることができます。

28

コンシューマフォーマット
ページ

フォーマット
データコーディング
サンプリング周波数
クロック精度ステータス
メモリーチャンネルモード
エンファシス
ソース番号チャンネル番号
ワード長

図 5-04 コンシューマ チャンネルステータス 1ページ
ページ

カテゴリーコード
コピー防止

オリジナル fs

図 5-05 コンシューマ チャンネルステータス 2ページ
2ページ目は、LASER、OPTICAL、PROD、MINI DISC SYSTEMのような簡単な機器の状態が単語や文章に変換されて表示されます。
3ページ目は、
ステータス情報が16進数で表示されます。

29

コンシステンシーチェック

キャリア情報とステータス情報を比較することにより、コンシステンシーチェックができます。例えば、ステータス情報のサンプリング周波数が44.1 kHzとされていても、実際には48.0 kHzとなっていることがあります。
このようなエラーが発生している場合、各ステータス情報を囲む
四角マークが点滅します。

測定されたサンプリング
周波数

誤ったサンプリング
周波数のステータス情報

図 5-06 チャンネルステータス コンシステンシーチェック

コンシステンシーチェックは、以下のパラメータで可能です。
• サンプリング周波数• ワード長• クロック精度• 1C2f 用途
アプリケーションヒント

• デジタルオーディオ機器の誤ったサンプル周波数は、
トラブルの原因となります。
• 24ビット信号が仕様化されている機器では、チャンネルステータスが24ビットになりますが、エラーが発生して22ビットしか伝送していない場合、
コンシスティチェックによりこの問題を素早く確認できます。

チャンネルステータスの詳細

各ビットやバイトの変換についての詳しい内容は、IEC 60958-3やAES3の規格書を参照して下さい。
このマニュアルのAPENDIXに概略が添付されています。
30

チャンネルステータスの比較

AES3 や S/PDIF信号のA・B各チャンネルには、それぞれ独立したチャンネルステータス情報が含まれています。全てのアプリケーションの99%で、内容は同じです。内容が異なる場合には、各ラベル前の小さな四角
いインジケータが三角に変わり、断続的に切り替わります。
選択チャンネルA

AとBチャンネル
で異なる
ステータス情報

図 5-07 チャンネルステータスの比較

チャンネルステータスメモリー

現在のチャンネルステータス情報は、ストアとリコールが可能です。

メモリー
リコール

現在のステータスの保存

図 5-08 チャンネルステータスのメモリー

現在のステータス情報を保存するには、カーソルをSTOに移動し、Enter
キーを押します。現在のステータスビットが、保存されたステータス情報から一つでも変わった場合、RCLの左の四角いフラグがフラッシュする三角マークに切り替わり、違いの発生を知らせます。現状のステータ
スとの違いを素早くチェックするには、RCLにカーソルを移動し、Enter
キーを押します。保存されたステータス情報が呼び出され、違いが比較できます。
ステータスメモリーは、DL1の電源を切った後も保存され有効になります。
31ビット・スタティスティック
ビット・スタティスティック測定機能は、デジタルオーディオ信号に含まれる全てのビットの状態を可視化させます。
VUCP データ

真のワード長オーディオデータ
AチャンネルBチャンネル

AUXビット

図 5-10 ビットスタティスティック表示
このディスプレイ表示では、
どのオーディオデータのビットが継続的に低い (0)、高い (1) 、あるいは変化している（上下矢印マーク表示）かを、すぐに確認できます。
真のワード長：実際に測定された解像度が表示されます。

VUCP データ: 以下のビット情報が表示されます。
• V：バリディティビットは、
デジタルオーディオビットがアナログオ
ーディオ信号に変換されるかどうかを示します。バリディティビッ
トが継続的に0である場合、入力データは有効となります。
• U：ユーザービットは、ユーザービット情報が含まれています。
• C：チャンネルステータスビットは、チャンネルステータス情報が含まれ、通常変化し続けています。
• P：パリティビットは、サブフレームのエラーチェックを行い、通常変化し続けています。
AUXビット: これらのビットは以下のように利用されます。
• オーディオビット
• セカンドチャンネル 例：トークバック32

オーディオデータ: 2つのラインは、チャンネルA、Bの 20 ビットオーディ
オワードを表しています。
• LSB（左側）：最下位ビット• MSB（右側）：最上位ビット
右側のビットは常に変化しています。左側のビットが継続的に0である場合、オーディオ信号の解像度は、24ビット（AUXビットを含む）以
下になります。右から左へ数えた矢印の数量が、真のワード長やバイナリー解像度を表しています。

アプリケーションヒント：• どのようなデジタル入力信号も、MSBビットはアクティブになります。DL1は、
アクティブになっているビット数をカウントし、真のワード長を表示します。
• 入力信号のビットが、“0“や“1“にスタックしている場合、機器か伝送系に不具合が発生しています。

33

ロガー
イベントロガーは、いかなるデジタル信号の変化も記録します。例えば
サンプリング周波数、ワード長、コンシステンシーチェック結果などのイベントも対応しています。
イベントとはイベントとは入力信号の変化や変則のことです。
イベントは、2つのチャンネルで別々に解析され、以下のカテゴリーに分類されます。
• キャリア信号のイベント• フレームのイベント• オーディオ信号のイベント• チャンネルステータスのイベント• コンシステンシーチェックのイベント

データログの基本事項

データログのランニング中、DL1は全てのイベントを収録します。DL1に表示されるイベントの内容については、APEENDIXを参照して下さい。DL1は、レコーディングインターバルに発生した全てのイベントを保持します。一つのレコーディングインターバルが終了すると、新しい記録内容が保存されます。
レコーディングインターバルは、新しいデー
タログのスタート時に選択できます。

データログの基本設定

レコーディングフィールド
レコーディング
インターバル最長
レコーディング
時間

図 5-20 レコーディングセットアップ画面
34

• RECフィールドにカーソルを移動し、Enterキーを押すと、RECORD
ウィンドウが表示されます。
• 記録するレコーディングインターバルを選択します。記録できる最大の時間は、
この解像度によって決定されます。DL1は、500
個のレコーディングインターバル・データの保存が可能です。
レ
コーディングインターバルを短くすると、記録できる時間は短縮されます。
• データログを開始させるには、GO! にカーソルを移動し、Enterキーを押します。
レコーディング設定画面が消え、RECフィールドが点滅します。
• データログを停止させるには、RECフィールドでEnterキーを押します。
イベントリスト中のイベント数の合計

ディスプレイインターバル

マスクフレーム
発生した
イベントの数

イベント名

イベントリスト

図 5-21 データログの外観
表示インターバル: ユーザー定義のディスプレイインターバルで発生したイベントは、要約され、DL1に表示されます。ディスプレイイン
ターバルの選択により、イベントの発生や概観を簡単かつ的確に調べることができます。
データログが完了した後、希望のディスプレイインターバルに変更します。
• より長い期間で、発生したエラーイベント数を調べるには、インターバルをズームアウトします。
• それぞれのイベントが発生した期間については、より詳しく調べ
るには、インターバルをズームインします。
• 記録された全てを概観するには、ALL (最大のズームアウト)を選
択します。

35

イベントの表示
イベントロガーのディスプレイは、3つの部分に区分されています。

基本設定
イベントリスト
ロガー・インフォ・ライン

図 5-22 記録されたイベントの詳細

イベントリスト: カーソルをイベントリストへ移動させると、UP/DOWNキーでスクロールできます。
このモードでは、データは左右の矢印キー
によりズームイン/アウトが可能です。
イベントリストから抜け出すにはESCキーを押します。
ロガー・インフォ・ライン: カーソルがイベントリストにある場合、選択されたイベントについて、個々の詳細なインフォメーションが表示されます。それぞれがAチャンネル、またはBチャンネルに発生したエラー（例 過大入力）が表示されます。

36

イベントのマスキング
全体を概観し易くするために、不要なイベントを表示させないようにすることができます（例えば、オーディオ信号が度々クリップする場合
や、タイムコードによりチャンネルステイタスが連続して変化する場
合）。
これにより、ユーザーは、希望するイベントのみを観察することが可能になります。

イベントリスト
に表示

イベント
カテゴリー

イベントリス
トに表示させない

全マスキングのOn/Off

図 5-23 ロガーディスプレイのマスキング
左側の欄には、全てのイベントカテゴリーが表示されます。各イベン
トカテゴリーとカテゴリー中の個々のイベントは、それぞれ個別にマスキングすることが可能です。四角印がイベントの表示/非表示を表し
ています。
NOTE

マスキングは、レコーディングを無効にさせるものではありません。全てのイベントは、常にデータログされています。

イベント内容の検索は、APPENDIXを参照してください。

アプリケーションヒント：
一つのイベントのみを観察したい場合- LOGGER DISPLAY MASK画面で、ALL ON/OFFを選択し、全てのイ
ベントをキャンセル（四角印を空に）します。
- 観察したいイベントを探し、Enterで選択（四角印を黒に）
します。

37

VU+PPM
DL1は、2チャンネル（ステレオ）のVUとPPMメータを装備しています。
この組み合わせにより、
ピークレベルとRMSレベル（信号パワーで、音量を表す時に用いられる）を素早く正確に監視できます。

ピークホールド数値表示
Aチャンネル

過大入力
表示

Bチャンネル

PPMのピークホールド
VU メータ(太いバー）

PPMメータ(細いバー)

図 5-30 VU+PPM 画面
ピークホールド数値表示： VU+PPMモードが選択されてから現在までの、各チャンネルのピーク入力レベルの最大値を表示します。カーソ
ルを数値に移動させ、Enterキーを押すことによりリセットできます。
過大入力表示: 過大入力を表示します。
この課題入力を表示させるフルスケール値の数はSETメニュー (PPM OVER THRESH)で設定することができます。
VU+PPM 表示: DL1では以下のように表示されます。
• VU（Volume Unito）
では、オーディオ信号の平均的な音量レベルを表示し、太いバーで表示されます。
• PPM（Peak Program Meter）は、オーディオ信号のピークレベル
を表示し、細いバーで表示されます。

38

アプルケーションヒント

放送では最大出力ピークレベルが制限されています。
これは伝送経路でオーバーロードさせないためと、不要な音声歪みを避けるためです。
ラジオを選曲した時に気づくのは、幾つかのチャンネルが他よ
り音量が大きく、明らかに注意を引く点です。
これは、コンプレッサーや他のダイナミック信号プロセッサーを使うことで解決します。すなわち、音量が最大ピークレベルを超えることなく可能な限り大きくすることができます。DL1は、デジタルオーディ
オ信号を入力するだけで、両チャンネルのピーク、VU値を表示します。VUレベルがPPMレベルに接近するほど、オーディオ信号の圧縮比は高くなります。

39

レベル測定レベル測定は、以下の3種類の測定項目が選択できます。
• ピークレベル（LEVEL PEAK）• RMSレベル（LEVEL RMS）
• スイープレベル（LEVEL SWEEP)

図 5-40 LEVELのメニュー

Level peak：デジタルの最大量（値）と比較したレベル表示。
Level RMS：入力信号パワーの測定。RMSレベル、スイープレベ
ル、THD+NにおけるRMS測定は、シングルチャンネル測定のみ有効です。
Level sweep：各周波数におけるRMS測定。

アプリケーションヒント

デジタルオーディオでは、通常、ピークレベル測定が使用されます
が、アナログ領域であるRMS値も重要です。周波数特性を測定する
場合は、通常RMS測定を使用します。

40

ピークレベル
LEVEL PEAKファンクションは、入力デジタル信号のピーク値を表示します。
デジタルピーク測定値は、
ピーク・ツー・ピークの信号レベルが、
コン
バータのフルスケールと比較して表されます。
測定結果は、両チャンネル
同時に、数字とアナログ形式のバーグラフで表示されます。

チャンネル
表示

測定結果
と単位

図 5-41 ピークレベル表示
測定単位: ピークレベルは、3種類の単位で表示させることができます。
• dBF (デシベル・フルスケール)• % (フルスケールのパーセント)• x1 (倍数、例 フルスケールの0.1倍)
ピークレベルの単位は、
デジタル信号の最大値 (100% または 0 dBF)を基準としています。

アプリケーションヒント

一定期間のピークレベルを測定するには、VU+PPM ファンクショ
ンを使用し、数値によるピーク/ホールド値をモニターして下さい。

41

RMSレベル
アナログLEVEL RMS ファンクションは、デジタル入力信号のRMSレベルを測定します。DL1は下記の様な基準電圧についての情報を持たな
いため、RMS値は0 dBF（ピーク値）のサイン波信号と比較した相対値で表されます。
• アナログ信号をデジタル変換した値。
• デジタル信号をアナログ領域へ変換した値。

測定結果
と単位

ディスプレイモード

フィルタ

オーディオ周波数

図 5-42 RMSレベル表示
測定単位: ピークレベルは、3種類の単位で表示させることができます。
• dBr (相対値デシベル)• % (フルスケールのパーセント)• x1 (倍数)測定されたRMS値が-100 dBrより小さい場合、DL1は“<-100 dBrと表示します。
フィルタ： デジタルオーディオ・ストリームから復号化されたオーディオ
信号は、RMS値やTHD+Nの計算の前に、選択により以下のフィルタを経由させることができます。
• HP400; 400Hzハイパスは、低い周波数帯域をカットするので、ハムが発生している時にこの問題を特定できます。
また、量子化
ノイズをチェックする時にも使われます。
• 22-22k; 22-22kHzバンドパスは、規格化された22Hz to 22kHz帯域測定に使用されます。

42

ディスプレイモード: ディスプレイモードは、表示を読みやすくするため、入力信号レベルの変化速度に追従した表示モードを選択できます。
以下の3つのモードが選択可能です。
• SLOW
3 秒間のアベレージング• NRM
1秒間のアベレージング• FAST
平均化なし
アベレージングが選択されると、測定値は指数関数的（指数時定数）にスムーズになります。

43

スイープレベル
DL1は、RMS値による周波数スイープ測定が可能です。
この測定機能は、
被測定器の周波数特性を測定する場合に応用できます。
DL1は、各周波数における入力信号のRMSレベルを記録します。使用する外部周波数スイープ信号は、一定の期間、安定した周波数とレベルを保持し、各周波数が前の周波数より高くなる必要があります。

矢印モード
Y軸のズームカーソルリードアウト

図 5-43 周波数スイープグラフ
記録された各サンプルは、前後のサンプルと線で結ばれ、グラフ中にカーブとして表示されます。
スイープ測定は、以下の手順で実行します。
• カーソルを RECフィールドへ移動し、Enterキーを押すことにより待機（AMR）の状態にします。
• DL1は、外部スイープのスタートトーン(315 Hz か 1 kHz) を検出
すると、レコーディングを自動的にスタートします。
レコーディン
グ中は、RECフィールドが点滅します。
また、
スイープレコーディ
ングは、ARMフィールドでEnterキーを押すことにより、マニュア
ルでスタートさせることもできます。そして、前のサンプルより高い周波数の入力信号ついて記録していきます。

44• スイープレコーディングは、入力信号に低い周波数が現れるか、（点滅中のRECフィールドで）Enterキーをもう一度押すことにより直ちにストップします。
• 記録されたカーブを詳しく調べるには、カーソルを矢印マークに移動し、Enterキーを押します。矢印が点滅したところで、左/右キー使い希望する周波数（サンプル）へカーソル線を移動させます。
• Y軸のズームイン/アウトは、カーソルをズームモードフィールドに移動し、Enterキーを押します。マークが点滅したところで、左/右キーを使いズームイン/アウトさせます。
• Y軸のスクロールは、カーソルをズームモードフィールドに移動
し、Enterキーを押します。マークが点滅したところで、上/下キーを使いスクロールさせます。
記録されたスイープカーブは、スイープレベル・モードから抜け出すか、DL1の電源がオフになった場合でも内部にストアされます。
スイー
プレベル・モードを再び選択すると、前回記録したカーブは、新たな周
波数スイープをスタートするまで表示されます。
NOTE

オートパワーオフ機能は、周波数スイープレコーディングの間、無効になります。

45

THD+N
THD+N (Total Harmonic Distortion+Noise) 測定ファンクションは、入力信号と理想的なサイン波との差を計算します。
この測定は、
アナログ/
デジタルコンバータの品質をチェックするのにたいへん役立ちます。

THD+N
測定結果

フルスケール表示

ディスプレイモード

フィルタ

基本波周波数RMSレベル

図 5-50 THD + N スクリーン
DL1は、–100dB (0.001%)までのTHD+N値を計算できます。
これ以下の
THD+N 値については、< -100 dB(< 0.001%) と表示されます。
THD+N値の単位：選択されたチャンネルのTHD+Nは、dBか%で表示されます。
フルスケール表示：一つのサンプルでもフルスケールに達した場合、
フルスケール表示が現れます。
この表示は、PPMメータの過大入力表示とは独立して動作します。
フィルタ: デジタルオーディオ・ストリームから復号化されたオーディオ
信号は、RMS値やTHD+N の計算の前に、選択により以下のフィルタを経由させることができます。
• HP400；400Hzハイパスは、低い周波数帯域をカットするので、ハムが発生している時にこの問題を特定できます。
また、量子化
ノイズをチェックする時にも使われます。
• 22-22k；22-22kHzバンドパスは、規格化された22Hz- 22kHz帯域測定に使用されます。

46

ディスプレイモード: ディスプレイモードは、表示を読みやすくするため、入力信号レベルの変化速度に追従した表示モードを選択できます。
以下の3つのモードが選択可能です。
• SLOW
3 秒間のアベレージング• NRM
1 秒間のアベレージング• FAST
平均化なし

アプリケーションヒント
• 一つのサンプルでもフルスケールに達すると、信号の微かな歪みの原因となります。
そのため、フルスケール表示が現れないように
信号のレベルを合わせて下さい。
• アナログ/デジタル (A/D) コンバータは、信号変換の際、以下のエラーが発生します。
• コンバータの非直線性により、新たな高調波が加わる。
• アナログ部でノイズを発振し、信号変換の際にノイズが加わる。
• A/Dコンバータは解像度が限定されており（例 16ビット）、
コンバータは各サンプル値を概数にする際、量子化ノイズと呼ばれるノイズが発生する。
高精度なテスト信号を理想的なA/Dコンバータに入力した場合、デジタル化による理論上のTHD+Nは、-N x 6.02 dB - 1.8 dB（Nはコンバータのビット解像度）で表されます。
例えば、16ビットコンバータの理論的THD+N値は、-97.8 dBになります。実際には、高解像度のコンバータ（例 24ビット）でも、-110dB以下の値には達しません。
このようなテストの場合、入力される
テスト信号の精度に制限を受けます。-100 dB以下のTHD+Nを測定する場合、THD+Nが-100 dB以下のサイン波信号が必要になります。
このようなサイン波は、高価で高性能なオーディオ機器でのみ出力可能です。

47

スコープ
スコープは入力信号の波形を表示します。また、以下の項目を測定します。
• 主要な基本波周波数• 瞬時的なピークレベル
XとY軸のスケールは自動的に最適化されます。

ポーズ
Y軸スケール

ピークレベル

基本波周波数X軸

図 5-60 スコープスクリーン

Y軸スケール: 25%/div から 0.1ppm/div でオートスケーリング（24ビット信号のLSBも見ることが可能）。
ピークレベル: 例えば0.6 ppmのような小さな値を見るのは難しいため、数値データdBFをスクリーンに表示します。
X軸スケール: 1～ 500 サンプル/divでオートスケーリング。

ポーズ: カーソルをポーズフィールドに移動しEnterキーを押すことにより、
スコープディスプレイをフリーズさせることができます。
基本波周波数: 入力信号の基本波、または最も主要な周波数を表示
します。

NOTE

スコープディスプレイのスケールは、
マニュアル操作で変更で
きません。
48

6. トラブルシューティング
DL1に不具合が発生した場合、ソフトウェアを以下に述べるファクトリ
ー・セットアップにリセットすることができます。

システムブレイクダウン• 電源をオフにします。
• ESCボタンを押しながら電源を入れ、DL1をデフォルトステイタ
スにリセットします。
• ESCボタンを離します。
• ディスプレイに下図のスクリーンショットが現れ 、画面下にLOADING DEFAULT SETUPと表示されます。
• 動作が適切か確認します。

ソフトウェア
リリース
ナンバー

シリアル
ナンバー

図 6-01 デフォルトセットアップローディング中のスタートアップスクリーン

ご使用のDL1に、システムブレイクダウンが度々発生する場合や故障している場合、シリアル番号とソフトウェアリリースナンバーをご確認の上、弊社までご連絡下さい。

信号モニター
2チャンネル測定項目（例 ピークレベル）
では、AとBチャンネル（ステレオ）がミックスされます。チャンネルの片方がミュートされると、ステレ
オ信号モニターレベルは減少します。

49

7. APPENDIX
1C2f フォーマット
AES3規格では、96 kHzサンプリング周波数用に次の2つのオプションが設けられています。
• フレームレートを48 kHzから96 kHzへ2倍にする。
（旧型の機器では対応していません。）DL1の標準動作です。
• AES規格信号の48 kHzフレームレートの2つのサブフレーム（2チャンネル）を使い、96 kHzサンプルレートストリームとして1つのモノラル信号の連続的なサンプルとして伝送します。1つの 96
kHz信号のサンプルは、インターリーブされて2つの 48 kHz 信号の中に含まれます。
これにより、96 kHz フレームレートによる信号伝送、受信に対応していない旧型の機器でも96 kHz サンプルレート情報を取り扱うことが可能になります。
このモードは、“シングルチャンネル・ダブルフリケンシー"または、"ダブルワイヤーモード"（ステレオでは2つのAES3ケーブルが必要）と呼ばれています。DL1は、このモードにも対応しています。入力フォーマットで1C2f を選択すると、入力チャンネルメニ
ュー “A i B” (ADATでは“1 i 2”)と表示されます。
この表示は、A、B
チャンネルにインターリーブモード(1C2fモード)が使われていることを表します。
（A とB）インターフィーブ

図 8-01 1C2f の選択

DL1は、96 kHzまでのサンプリング周波数に対応しています。そのため
1C2f 信号は、
この値を超えることはできません。

50

NOTE

• セカンドチャンネル（例 B）は、1C2fモードでは無効とされます。
これはピークレベル測定ファンクションで、“—“または非常に小さい値で表示されます。
• 1C2fフォーマットは、
プロフェッショナルフォーマットの中ではチャンネルステイタスの一部に表示されます。
しかし、多くのアプリケーションの中では、この情報はデジタルオーデ
ィオ信号のチャンネルステイタスとして定義されていません。  
• 1C2f モードは、
コンシステンシーチェックの対象となります。
チャンネルステイタスが 1C2fを指示かつフォーマット
メニューで1C2fモードが選択されていない場合（または逆の場合）、
コンシステンシーエラー・ウィンドウが表示されます。
• 1C2f モードは、AES3 プロフェッショナルモード用に定義されています。DL1は、1C2fモードのコンシューマ、ADAT
フォーマットでも対応します。ADAT信号では、モニター機能は無効になります。

図 8-02 ADAT フォーマットの1C2fモードモニター• DL1は、48kHz以上のサンプルレート信号が入力された場合でも、1C2fモードへ切り替えることができます。
この
場合、DL1が入力信号にアンロックするか、DL1の信号処理能力を超えてしまいます。
そして、
ディスプレイのいちば
ん下のクイックステイタスインフォメーションに “CARRIER
FREQUENCY TO HIGH” と表示されます。

51

ロガーイベントローディング
以下のリストに、DL1の全てのロガーイベント・コーディングが表示されています。remarkの欄は；• 各イベントにおいて、そのフォーマットは適用されません。(n.a.)• 一秒毎に表示される最大イベント数 (rec./s) または、“sample“ (各サンプルがカウントされます。)
DL1 イベント

解説

remarkキャリア信号に関するイベント
CR UNLOCKCR LOCK

DL1が入力信号にロックできない。

10 rec./s

1 C 2 f モードで サンプリング 周 波 数
CR FS TO HIGH が高い。

10 rec./s

CR
CONFIDENCE

受信されたデータのアイパターンの開口が1ビット期間の半分以下。

10 rec./s

CR BI-PHASE

キャリア信号のバイフェーズマークフォ n.a. ADAT,
ーマットの違反（伝送ラインの問題）。 10 rec./s

CR LEVEL

キャリアレベルが100mV以上変化。詳 n.a. ADAT
しいキャリアレベル（平均、最小、最大） &TOSlink,
1 rec./sについても集録されます。

CR
FREQUENCY

キャリア周波数が 1 Hz 以上変化。詳しいキャリア周波数（平均、最小、最大）についても集録されます。

1 rec./s

フレームに関するイベント
FR VALIDITY

バリディティビットセット。例えばCDプ n.a. ADAT,
レーヤーでエラー補正が動作した時 sampleに起こります。
52

DL1 イベント

解説

remarkFR PARITY

パリティエラー。入力された信号のパ n.a. ADAT
リティが正しくありません（伝送ライ 10 rec./sンの問題）。

FR
BLOCKCRCC

CRCCエラー。チャンネルステイタス情 n.a. ADAT
報のCRCが正しくありません（伝送ラ 10 rec./s
インの問題）。
オーディオ信号に関するイベントAU
OVERLOAD

オーディオ信号で過大入力を検出。過大入力検出は、DL1のSetupスクリー
ンで定義します。“PPM OVER THRESH”のための設定もログの中にストアされます。

AU MUTE

オーディオ信号無し、0だけを検出。

sample10 rec./s

測定されたオーディオ信号のワード長
AU WORDLEN が変化（チャンネルステイタスで表示さ 10 rec./s
れるワード長とは異なる）。

チャンネルステイタスに関するイベント
CS CON/PRO

チャンネルステイタスのプロフェッショ n.a. ADAT,
ナル/コンシューマ指示ビットが変化。 10 rec./s

CS EMPHASIS チャンネルステイタスのエンファシス n.a. ADAT,
10 rec./s
指示ビットが変化。
CS
FREQUENCY

チャンネルステイタスのサンプリング n.a. ADAT,
10 rec./s
周波数指示ビットが変化。
53

DL1 イベント

解説

remarkn.a.
CS WORDLEN チャンネルステイタスのワード長指示
ADAT, 10ビットが変化。
rec./sCS CHA<>CHB AチャンネルのチャンネルステイタスがBチャンネルと等しくない。

n.a.
ADAT,
10 rec./s

この表以外のチャンネルステイタスビ
ットが変化。

n.a.
ADAT,
10 rec./s

CS OTHER

コンシスティーチェックに関するイベントIC
FREQUENCYIC WORDLEN

チャンネルステイタスで指示されたサンプリング周波数が、測定されたサンプリング周波数と等しくない。
チャンネルステイタスで指示されたワード長が、測定されたワード長と等
しくない。

n.a.
ADAT,
1 rec./sn.a.
ADAT,
1 rec./s

IC FREQPPM

測定されたサンプリング周波数の精度がチャンネルステイタス（コンシューマモードのみ）で指示された精度
より悪い。

n.a.
ADAT,
1 rec./s

IC MODE1C2f

プ ロ フェッショナ ル フォ ー マ ット
で、1C2f モードが使用されている場
合、
このイベントは、プロ-チャンネル
ステイタスが1C2fモードを指示しているのにもかかわらず、DL1が1C2fモードに設定されていない場合に現れます。
（またはこの反対の場合。）

n.a.
ADAT,
1 rec./s54

プロフェッショナルフォーマット・コーディング
プロフェッショナル・チャンネルステータスのコーディングと表示の概観。(MSB 左)
Byte

Bit

Bit-info00

Use of channel status
0
CONSUMER
1PROFESSNAL

1

Data coding
0
LINEAR PCM
1NO LIN PCM

Linear PCM samples
No lin. PCM samples

2-4

Audio signal emphasis
000
EMPH NO ID
001
RES.EMPHAS
010
RES.EMPHAS
011
RES.EMPHAS100
NO EMPHAS.
101
RES.EMPHAS
110
50/15uS EM
111
CCITT EMPH

Emphasis no ID
Reserved
Reserved
Reserved
No emphasis
Reserved
50/15 ms emphasis
CCITT emphasis

5

Locking of source sample frequency
0
LOCK NO ID
1
UNLOCKED

Locked (condition
not indicated)

6-7

Sampling frequency
00
see byte 4, bit 3-601
FS=48.0kHz
48.0kHz10
FS=44.1kHz
44.1kHz11
FS=32.0kHz
32.0kHz

0-3

Channel mode
0000
CHNL NO ID
0001
TWO CHANNL
0010
SINGLE CHN
0011
PRM/SEC CH
0100
STEREO CHN
0101
CH MOD RES
0110
CH.MOD RES
0111
1CH FS*2 M
1000
1CH FS*2 L
1001
1CH FS*2 R
1010
CH.MOD RES

1Digilyzer
Channel status Quick view

55

CON
PRO

----2-CHN
1-CHN
PR/SE
STREO
--------FS*2
FS*2L
FS*2R
-----

Explanation

Consumer format
Professional format

Mode not indicated
Two channel mode
Single channel mode
Primary/sec. mode
Stereophonic mode
Reserved
Reserved
1C2f mode
1C2f, stereo left
1C2f, stereo rightReservedByte Bit
1

2

0-3

Bit-info

Digilyzer
Channel status Quick view

1011
1100
1101
1110
1111

CH MOD RES
CH MOD RES
CH MOD RES
CH MOD RES
see byte 3-----------------

Explanation

Reserved
Reserved
Reserved
Reserved

4-7

Userbits management
0000
UDAT NO ID
0001
UDAT 192 B
0010
UDAT AES18
0011
UDAT USRDF
0100
UDAT 60958
othersUDAT RSRVD

No user information
192 bit block structure
AES18 standard
User defined
Conforms to IEC
Reserved

0-2

Use of auxiliary sample bits000
AUX NO DEF001
AUX 24BIT
010
AUX TLKBCK011
AUX USRDEF
others
AUX RESRVDUse not defined
Use for main audio
Use for talkback
User definedReserved

3-5

Audio sample word length000
WLEN NO ID
001
WLEN 23BIT
010
WLEN 22BIT
011
WLEN 21BIT
100
WLEN 20BIT
101
WLEN 24BIT
110
WLEN RSRVD111
WLEN RSRVD
000
001
010
011
100
101
110
111

6-7

WLEN NO ID
WLEN 19BITWLEN 18BITWLEN 17BITWLEN 16BITWLEN 20BITWLEN RSRVDWLEN RSRVD

Indication of alignment level00
ALGN NO ID
01
ALGN SMPTE
10
ALGN EBU11
ALGN RSRVD
56----23BIT
22BIT
21BIT
20BIT
24BIT
------------19BIT
18BIT
17BIT
16BIT
20BIT
---------

applicable if byte 2,
bit 0-2 is “100“

Reserved
Reserved
applicable in allother cases

Reserved
Reserved
Not indicatedAcc. to SMPTE RP155
According to EBU R68
Reserved

Byte

Bit

Bit-info

Digilyzer
Channel status Quick view

3

0-2

Channel identification000
MCMD0 CH
001
MCMD? CH010
MCMD2 CH011
MCMD? CH
100
MCMD1 CH101
MCMD? CH110
MCMD3 CH
111
MCUSR CH4

0-1

Digital audio reference signal
00
NO REF SIG
01
GRAD 1 REF
10GRAD 2 REF
11REFS RSRVD

3-6

Extended sampling frequency
0000
FS NO ID
FS_NOID Not indicated0001
FS RESERVD
FS_RSVD Reserved
0010
FS RESERVD
FS_RSVD Reserved
0011
FS RESERVD
FS_RSVD Reserved
0100
fs=96kHz
96.0kHz0101
fs=88.2kHz
88.2kHz0110
FS RESERVD
FS_RSVD Reserved
0111
FS RESERVD
FS_RSVD Reserved
1000
fs=24kHz
24.0kHz1001
fs=22050Hz
22050Hz1010
FS RESERVD
FS_RSVD Reserved
1011
FS RESERVD
FS_RSVD Reserved
1100
fs=192kHz
192kHz1001
fs=176400
176kHz1110
FS RESERVD
FS_RSVD Reserved1111
FS USERDEF
FS_USER User defined7

Sampling frequency scaling flag0
FS * 1.000
1FS / 1.001

57

MCMD0
----MCMD2----MCMD1----MCMD3
MCUSRExplanation

Mode 0Reserved
Mode 2
Reserved
Mode 1
Reserved
Mode 3User defined
No reference signal
Grade 1 ref. signal
Grade 2 ref. signal
Reserved

No scaling
Scaling 1/1.001

コンシューマフォーマット・コーディング
コンシューマ・チャンネルステイタスのコーディングと表示の概観。
(MSB 左)Byte

Bit

Bit-info00

Use of channel status
0
CONSUMER
1PROFESSNAL

1

Data coding
0
LINEAR PCM
1NO LIN PCM

2Copyright
0
1

3-5

Emphasis000
100
othersDigilyzer
Explanation		
Channel status Quick view
CON
PRO

Consumer format
Professional format
Linear PCM samples
No lin. PCM samples

COPYRIGHT ASSERTEDNO COPYRIGHT ASSERTED
2-CHANNEL
NO EMPHAS.
2-CHANNEL
50/15uS EM
RES FMTINF----------Emphasis notindicated
50/15 ms emphasis

10-7

Category code
Includes information about the equipment type,e.g.
MINI DISK SYSTEM,MD PLAYER / RECORDER, ...

2

0-3

Source number
0000
SOURCE : ?
othersSOURCE : (number 1..15)

4-7

Channel number
0000
CHANNEL: ?
othersCHANNEL: (letter A..O)

0-3

Sampling frequency
0010
FS=22050Hz
0000
FS=44.1kHz
0001
FS=88.2kHz
0011
FS=176400

35822050Hz44.1kHz88.2kHz
176400Byte

Bit

Bit-info

Digilyzer
Explanation		
Channel status Quick view

3

0-3

0110
0100
0101
0111
1100
1000
others

FS=24.0kHz
FS=48.0kHz
FS=96.0kHz
FS=192kHz
FS=32.0kHz
FS NO IDFS RSRVD

3

4-5

Clock accuracy
00
ACC:LVL2+-1000PPM
01
ACC:LVL3
VARIPITCH
10
ACC:LVL1+/- 50PPM
11
ACC:RSRVD---------

4

1-3

Word length000
WLEN NO ID
001
WLEN 23BIT
010
WLEN 22BIT
011
WLEN 21BIT
100
WLEN 20BIT
101
WLEN 24BIT
110
WLEN RSRVD111
WLEN RSRVD
000
001
010
011
100
101
110
111

4

4-7

WLEN NO ID
WLEN 19BITWLEN 18BITWLEN 17BITWLEN 16BITWLEN 20BITWLEN RSRVDWLEN RSRVD

24.0kHz
48.0kHz96.0kHz
192.0kHz
32.0kHz
FS_NOID
FS_RESERVD----23BIT
22BIT
21BIT
20BIT
24BIT
---------

applicable if byte 4,
bit 0 is “1“----19BIT
18BIT
17BIT
16BIT
20BIT
---------

applicable if byte 4,
bit 0 is “0“

Original sampling frequency
1111
ORIGNAL FS=44.1kHz
1110
ORIGNAL FS=88.2kHz
1101
ORIGNAL FS=22050Hz
1100
ORIGNAL FS=176400
1011
ORIGNAL FS=48.0kHz
1010
ORIGNAL FS=96.0kHz
1001
ORIGNAL FS=24.0kHz
1000
ORIGNAL FS=192kHz
59

Byte

Bit

Bit-info

Digilyzer
Explanation		
Channel status Quick view

4

4-7

Original sampling frequency
0111
ORIGNAL FS RESVD_7
0110
ORIGNAL FS=8.0kHz
0101
ORIGNAL FS=11025Hz
0100
ORIGNAL FS=12.0kHz
0011
ORIGNAL FS=32.0kHz
0010
ORIGNAL FS RESVD_2
0001
ORIGNAL FS=16.0kHz
0000
ORIGNAL FS: NO ID

60

8. 主な仕様
フレーム
		
測定項目
信号

キャリア
		

フレーム

イベントロガー
記録解像度
記録時間
表示時間
記録間隔

入力コネクター				
モニター
ディスプレイ
電源

コンシューマ / プロフェッショナル、最大24ビット、サンプリング周波数 fs = 32 – 96 kHz、全ての入力における 96 kHzインターリーブモ
ード（シングルチャンネル・ダブルサンプリング
周波数モード）フルスケールレベル、RMSレベル、信号周波数、THD+N、イベントロガー、周波数スイー
プ、VU/PPM、スコープ、オーバーロード検出、
フルスケール検出
サンプリング周波数 (精度 ±2.5 ppm)、
キャリアレベル

AES 3（エディション1999）、IEC 60958-3 準拠のチャンネルステイタス、ビットスタティスティ
クス
1秒、10秒、1分、10分、1時間/選択
8分、83分、8時間、83時間、10日/選択
1秒、10秒、1分、10分、1時間、10時間、20時
間、ALL
最大500
AES 3 (110 Ohm) XLR、S/PDIF (RCA)、TOSリンク、ADAT

ビルドインスピーカー、ヘッドホン出力

		

バックライトグラフィック LCD- 単三乾電池（アルカリ）：標準動作時間 8時間- 外部電源アダプタ 7.5VDC/500mA

外形 (LxWxH)

163 x 86 x 42 mm

動作温度

0° ～45° C

動作湿度< 90 %（凝結不可）

重量

300 g（電池含む）

61

62

Quick Guide
Digilyzer



EscapeOn / Off (2 sec)

Enter /
Cursor keys

Measurement Function Menu:
CHANNEL STATUS
BIT STATISTIC

PAGE 1
PAGE 2
PAGE 3

LOGGER
VU + PPM

THD + N
SCOPE

PEAK
REL
SWEEP
dth 500 - 07.18

LEVEL