MEDIDOR DE POTENCIA DE PINZA

KEW 2060BT / 2062 / 2062BT

Forma de mandíbula con énfasis enla seguridad y la utilidad
KEW 2062/2062BT

KEW 2060BT

Corriente hasta

1 000A rms

1 000V rms
30°
Armónicos hasta

Tensión hasta● Diversas funciones de medición: corriente, tensión, potencia, armónicos y detección de fases● El LCD puede mostrar simultáneamente los valores de voltaje y frecuencia o factor de potencia y potencia● Cada grado de armónicos se puede mostrar en el LCD del probador● Función de comunicación Bluetooth (solo 2060BT y 2062BT)®

Varias funciones de medición〜○Mediciones de corriente, tensión,AVW

Corriente de CA, frecuencia

DATAHOLD

RETENCIÓN DE DATOS〜potencia, armónicos y detecciónde fase posible.

○RMS verdadero: Indica un valor correcto

Detección de fase
SETUP

disponibles.
Fácil de comprobar el cambio temporalen la fuente de alimentación.

○Potencia

Armónicos

en la forma de onda distorsionada.

○Funciones de PEAK, MAX, MIN, AVG

Tensión de CA, frecuencia

CONFIGURAR

Los terminales de entrada
pueden utilizarse hasta 3.

El LCD puede mostrar simultáneamente
valores de tensión y frecuencia, oel factor de potencia y la potencia.

Establezca los resultados
de la prueba según laconfiguración del cableado.

Medida de potencia
Es posible la medición de potencia
en cualquier sistema de cableado.
* P. ej.: 3P4W
R(L1)

Rojo
T(L3)

Carga

FuenteS(L2)NNegroKEW 2060BT, KEW 2062 y KEW 2062BT pueden
realizar mediciones de cables bifásicos únicos/3hilos monofásicos y de equilibrio y desequilibrio de
3 hilos/4 hilos trifásicos.
La doble pantalla puede mostrar simultáneamente
muchos parámetros como W & PF, W & deg, W &VA, W & Var, V & A, etc.

Se pueden medir diversos
parámetros, como la potencia
activa/reactiva/aparente, elfactor de potencia, lasdiferencias de fase(solo 1P2W)
que son necesarios para lamedición de potencia.

La potencia trifásica total sepuede medir en pasos simples.

Estableciendo CT y VTy midiendo el lado secundariodel transformador, se puedeobtener el valor del lado
primario.

Medición de armónicosNCargaLFuente

Se pueden medir los armónicos de la tensión y la corriente, que
causan varios fallos en el campo.
Es posible medir y mostrar cada tensión y armónico de corriente
hasta el 30°.
El factor de distorsión armónica total se presenta en dos tipos deTHD-R y THD-F.
Cada grado de armónicos se puede mostrar en el LCD delprobador.
Tanto el valor de la corriente (o el valor de voltaje) como la relaciónde contenido pueden mostrarse en la misma pantalla.

Forma de mandíbula con énfasisen la seguridad y la utilidad
Alineación de dos tipos de mandíbula para cumplir con el entorno de prueba●KEW 2060BT tiene una nueva forma de mandíbula especial parasu uso en un gran busbar. Mandíbula extremadamente grande con
forma de lágrima que puede asir una gran barra de herramientas con seguridad.
(Tamaño del conductor 75mm, Busbar 80 x 30mm MÁX)●KEW 2062 y KEW 2062BT tienen una mandíbula
en forma de lágrima y el tamaño es convenientepara su uso en una oficina y fábrica de tamaño pequeño.
(Tamaño del conductor 55mm)

Foto:2060BT

La forma de lágrima puede
manteneralmanteneraloperador
operadorfuera
fueradedepeligro
peligrode tocar la barra de herramientas.

Detección de fase
La fase positiva y la fase negativa pueden confirmarse mediante el sonido delzumbador y la pantalla sin cambiar la conexión de clientes potenciales.
R (L1)T (L3)
NNegroAmarillo

Rojo

CargaFuenteS (L2)KEW Power*
Busque"KEW Power*"

Puede incurrirse en cargos decomunicación por separado
para descargar la aplicación.
*Bluetooth® es una marca comercial o marca registrada deBluetooth® SIG. Inc. Android™ es una marca comercial omarca registrada de Google Inc. iOS es una marcacomercialo marca registrada de la tecnología Cisco, Inc. en
los Estados Unidos y otros países.

Descargar en

Aplicación iOSBluetooth® (solo 2060BT y 2062BT )○ La aplicación dedicada "KEW Power*" admite tanto Android como iOS.
○ La pantalla LCD se puede comprobar en los dispositivos inteligentes.
○ Los valores y gráficos medidos pueden almacenarse pulsando un botón.
○ La tensión y la corriente pueden mostrarse en la pantalla de forma de onda.

Aplicación para iOS
El Software gratuito iOS "KEW Power*"está disponible en la "App Store"○Aplicación para Android ™
Software gratuito para Android "KEW Power*"
disponible en "Google Play Store"™

La existencia de armónicos se puede comprobar fácilmente.
Se puede establecer el umbral de cada valor medido en la aplicación, y es
posible una valoración PASS y FAIL.

Aplicación ANDROID EN

Aplicación Android™

● Accesorios● Especificaciones de KEW 2060BT / 2062 / 2062BT
2060BT

2062/2062BT

Conexiones del cableado

1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W

Mediciones y parámetros

Tensión, Corriente, Frecuencia, Potencia activa, Potencia reactiva, Potencia aparente, Factor de potencia (cosθ), Ángulo de fase, Armónicos(THD-R/THD-F), Rotación de fase

ACVRango

1 000VPrecisión±0,7%rdg±3dgt(40,0 a 70,0Hz) ±3,0%rdg±5dgt(70,1 a 1kHz)

Factor de resistencia

1,7 o inferior

ACA
Rango

40,00/400,0/1 000A (auto de 3 rangos)

Precisión±1,0%rdg±3dgt(40,0 a 70,0Hz) ±2,0%rdg±5dgt(70,1 a 1kHz)

Factor de resistencia

3 o menos en el rango de 40,00A/400,0A, 3 o menos 1 500A pico en el rango de 1 000A

Frecuencia
Intervalo de visualizaciónde 40 a 999,9Hz

Precisión±0,3%rdg±3dgt

Cable de prueba de tensión 7290.

Potencia activa
Rango

40,00/400,0/1 000kW

Precisión±1,7%rdg±5dgt (PF1, onda sinusoidal, 45 a 65Hz)

Potencia aparente
Rango

40,00/400,0/1 000kVA

Precisión±1dgt respecto a cada valor calculado, Suma: añadir errores de cada canal, 3P3W: ±2dgt, 3P4W: ±3dgt)

Potencia reactiva
Rango

40,00/400,0/1 000kVar

Precisión±1dgt respecto a cada valor calculado, Suma: añadir errores de cada canal, 3P3W: ±2dgt, 3P4W: ±3dgt)

Factor de potencia
Intervalo de visualización-1 000 a 0,000 a 1 000

Precisión±1dgt respecto a cada valor calculado, Suma: añadir errores de cada canal, 3P3W: ±2dgt, 3P4W: ±3dgt)

Ángulo de fase(solo 1P2W)
Intervalo de visualización-180,0 a 0,0 a 179,9Precisión±3,0°9198 Estuche de transporte

Armónicos RMS(Tasa de contenido)
Orden de análisis

1 a 30° orden

Precisión±5.0%rdg±10dgt (1 a 10°) ±10%rdg±10dgt (11 a 20°) ±20%rdg±10dgt (21 a 30°)

● Categorías de medición

Armónicos totales THD-R/THD-F
Intervalo de visualización

De 0,0% a 100,0%

Precisión±1dgt frente a los resultados calculados de cada valor medido

Rotación de faseOtras funciones(CAT)

ACV de 80 a 1 100V(45 a 65Hz)
MAX/MIN/AVG/PEAK, Retención de datos, Bluetooth® (sólo 2060BT y 2062BT), Retroiluminación, Apagado automático

Información general
Interfaz de comunicación

Bluetooth® 5.0 (solo 2060BT y 2062BT)

Fuente de alimentación

LR6(AAA)(1.5V)×2

Tiempo de medición continuo

aprox. 58 horas

Tamaño de conductor

Φ75mm máx. (barra de herramientas de 80mm×30mm)

Φ55mm máx.

Dimensión/Peso:

283(L) × 143(A) × 49(P) mm / Aprox. 590g (incluidas las baterías)

247(L)×105(A)×49(P)mm / Aprox. 490g (incluidas las baterías)

Normas aplicables
Accesorios

IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1, 2-2 (EMC), IEC 60529 (IP40)
CAT IV 600V / CAT III 1 000V Grado de contaminación 2La figura muestra un ejemplo de categoría de medición
Los instrumentos de medición diseñados para losentornos CAT IV
se pueden utilizar en los entornos
de CAT III, CAT II y CAT O.

Cableado interior

CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1 000V Grado de contaminación 27290 (juego de cables de prueba de tensión) 9198 (estuche de transporte) LR6(AAA)×2, Manual de instrucciones● Guía de selección de medidores de potencia

Medidor de potencia de pinza

2060BT

2062

O: Circuitos demedición sin una
CATEGORÍA
DE MEDICIÓN

Cable de entrada

Medidor de potencia

Analizador de calidad de energía

6305

6315

2062BTToma

Un ejemplo deCategoría demedición

CAT IV300V

Categoría
medición

Fase nominal atensión de tierra

Precaución

AspectoVoltage [V]Corriente [A]Alimentación [W]Frecuencia [Hz]Energía [Wh]Armónicos
Aumento de tensión✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓

✓✓✓
✓
✓

CaídasPotencia
Calidad Interrupción
Transitorios
Corriente de pico de arranqueTamaño de conductor

Φ75mm

Φ55mm

Φ55mm

4ch (V3,A1)
Bluetooth®

4ch (V3,A1)

4ch (V3,A1)
Bluetooth®

MemoriaNº de canales de entrada
Interfaz de comunicación

✓
✓✓
✓
✓
✓✓✓
✓
✓✓

Difiere dependiendo de lossensores de pinza opcionales
utilizados

Difiere dependiendo de lossensores de pinza opcionales
utilizados

Tarjeta SD
6ch (V3,A3)
USB, Bluetooth®

Tarjeta SD
7ch (V3,A4)
USB, Bluetooth®

● Este folleto se publicó en septiembre de 2023. El contenido de este folleto está sujeto a cambios sin previo aviso.

El valor de voltaje que sigue después de lacategoría: el límite de la tensión de la fase aa fase. No es el límite de la tensión de fase afase. Por lo tanto, en el caso de una medida
instrumento que cumpla con la CAT IV 300V, sepuede utilizar en el circuito eléctrico de hasta
520V fase a fase en la línea de 3 fases
conectada por conexión de estrella.

Algunos países regulan el
cumplimiento de la Ley de Radio deproductos equipados con Bluetooth®.
Confírmelo con su distribuidor
antes de comprar nuestros productos
equipados con Bluetooth®.

LC_2060BT_2062_2062BT_2_1_Nov23_SS_es