Gシリーズの後継機種

アイステーシス株式会社
Rev1.0

高機能オールインワン コンパクトLDドライバシリーズ
この基板のみでLD/TECを駆動できます。 LDD-GN500AIO/GN2000AIO/GN3000AIO☆コンパクト一体型ACC/APC対応 LDドライバ、リニア温度コントローラ、ローノイズ☆ほとんどのメーカのＬＤモジュールに対応☆SOA(半導体光増幅器)も対応（モニタPD及び光カプラを接続することで、APC駆動も可能）☆LDモジュール内蔵PDモニタ電流による光出力パワーモニタ表示☆外形寸法：わずか100mm×100mm☆内部変調機能付き：（サイン、矩形、ノコギリ）、1Hz〜1KHｚ、変調度：5〜90%☆装置化にも対応、OEM供給可能☆バイアスティー方式による外部変調機能（オプション）（標準：〜10MHｚ@サイン波/〜5MHｚ＠矩形波）

BOXタイプSOA搭載タイプ
LDD-GN500（0.5A）/LDD-GN2000（2A）パッケージ（オプション搭載例）
特徴 ：■付属の子基板を取り替えることでほとんどのメーカおよび、LDタイプに対応します。１４ピンバタフライパッケージＬＤモジュールをはじめ、TOCAN、DIL、C-mount LDモジュールの電流駆動、温度コンロトールを本体のみで行うことができます。
*TO-CAN、DIL、C-mountタイプの駆動には、LDマウンタが別途必要になります。
■LD駆動は、ACC（LD駆動電流一定モード）/APC（LD光出力パワー一定モード）の両方に対応。
■オプションでSOAに対応、外付けモニタPD及び光カプラを接続することで、APC駆動も対応します。
■TEC駆動は、リニア方式を採用。PWM方式に比べ、低ノイズを実現。
■TECコントロールは、PID制御。
■LD、TEC電流リミット設定、PIDゲイン、積分係数設定、各種アラーム機能を備えています。
■内部変調機能で、１Hz〜1KHz（変調度：5〜90％、サイン波、矩形波、三角波、ノコギリ波）までの変調が可能。
■オプションで外部変調用にSMA端子を装備できます。
■基板上にＬＣＤモニタ、LD ON/OFFボタン、各パラメータ設定用ロータリーエンコーダを装備し、簡単操作を実現。
■インターロック機能を装備しています。外部コントロール信号にて電源ON/OFFが可能。
■装置化（OEM等）に対応したコネクタを装備、装置組み込みが容易にできます。
■外部ＰＣコントロール可能なUSBポートを備えています。

アイステーシス株式会社

スペック一覧

仕様

項目
電源
環境

LDD-GN500AIO
電圧
電力+5±0.25V
15Wmax15～35℃

湿度

LD制御モード

結露なきことバタフライ・14pin標準ソケット/外部接続・子基板使用
ACC/APC切替え

LD接続形式

フローティング、カソードGND

モジュール形状

温度拡張版 ＊３（オプション）

温度10〜65℃タイプ
安定度±0.015℃(25℃)±0.02℃(65℃)）
15〜85℃タイプ
安定度±0.02℃(25℃)±0.05℃(85℃)）
0.1℃

モニター範囲9～43℃
0.1℃/0.001℃

0〜2000mA（3000mA ）PIDゲイン

10〜50

同設定分解能

1mA

積分時間

1〜3秒

表示/測定分解能

1mA/0.1mA

LD電流 設定

LD電流ﾘﾐｯﾀｰ設定*10～500mA

10～500mA±1mA＋0.5％±3mA＋0.5％

安定度±1mA＋0.2％±3mA＋0.2％

LD端子電圧ノイズ
PD電流表示/測定分解能
内部変調
同周波数同変調度
外部変調端子（オプション）<4V（<3.5V@3000mA *1）<7V@1000mA<6V@2000mA
0.01V/0.001V

<4V
<7V

4.3mVpp(リニア電源使用時)
4.7mVpp(付属ACアダプタ電源使用時)＊いずれも1A電流印加時
0～2.5mA/～0.25mA 0～5mA/～0.5mA
0.01mA/0.0001mA

光パワー設定相当
PD電流範囲
設定分解能

設定内容②LD電流ﾘﾐｯﾄ/TEC電流ﾘﾐｯﾄ/駆動モード選択/PDｹﾞｲﾝ/受光効率/変調ﾓｰﾄﾞ/
変調周波数/変調度/PIDゲイン・積分時
定数設定/ｻｰﾐｽﾀB定数/基準抵抗値設定

ﾛｰﾀﾘｴﾝｺｰﾀﾞ回転

LD ON/OFF

LD-SW 押しTEC ON OFF

LD-SW 3秒押し

LD,TEC状態
USB

2行x16文字、ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ
LED：緑=駆動、赤点滅＝ｱﾗｰﾑ
仮想COM、19200bps

コネクタ

1Hz〜1KHｚ(サンプル周期0.5ms)

LD光出力用インター ＞2.5V、ｵｰﾌﾟﾝ：LD OFF
ロック(オプション)＜0.4V、GNDｼｮｰﾄ：LD ON可

5〜90%
SMA入力（Cカップリング）

機能

カスタマイズ
LD順方向電流内
APCモード光パワー設定範囲

ﾛｰﾀﾘｴﾝｺｰﾀﾞ押しLCD

通信

9ｋ～10kΩ①ﾓﾆﾀｰ/LD電流設定or光ﾊﾟﾜｰ設定
/温度設定

設定方法

表示

3000～4000

CW、矩形波、サイン波、ノコギリ波

同周波数
同変調電流

サーミスタ基準抵抗10mA

精度
LD電圧＊２高電圧タイプ（オプション）
表示/測定分解能

サーミスタ B定数

100〜2000mA(3000mA *1)

同設定分解能0～12dB（PDゲイン毎）
0.1～2mA/
0.2～4mA/
0.01～0.2mA
0.02～0.4mA
0.1dB

オプション装備

USB-miniB

ブザー

通信ｺﾏﾝﾄﾞで有効/無効

電源遮断（インターロック）リレー(オプション)

外部信号による電源断装置化用コネクタコネクタ追加（LED、ON/OFFスイッチ、エンコーダ）

集中管理用コネクタ

シリアル通信

高順電圧LD対応

LD用CN追加,部品変更による

空冷ファン

5V DCファン

5V DCファン精度±0.5dB

LDタイプ別子基板

Type1、２、３ 合計3枚

安定度

±1dB

プラスチックネジ

4本（絶縁が必要なLD用）

絶縁放熱シート

1枚（絶縁が必要なLD用）

PD受光感度A/W-50～0 dBm

方式

リニア方式

リミット電流設定

100～1500mA

設定分解能
TEC

10～40℃

LDD-GN2000AIO
10～40℃
20〜35℃(3A)

設定分解能
表示/測定分解能

ACCモードLD

LDD-GN500AIO
標準設定範囲30Wmax温度

仕様

項目

LDD-GN2000AIO

駆動電流

付属品

100〜3000mA

試験成績書
0〜±3.0A

電流測定分解能1mA

表示/測定分解能

0.01V/0.001V

駆動電圧

CD

100mA
0～±1.5A

0～±3.5V*1.ご要望に応じて駆動電流範囲を3000mAに拡張できます。（オプション）*2.LD電圧が高い場合、外部電源を用いて対応可能です。（オプション）*3.温度範囲拡張対応できます。（オプション）

ACアダプタ

消耗品

1セット
取扱説明書
１シート

絶縁放熱シート￥500/（5枚1セット）

放熱用シリコン￥800/1本

アイステーシス株式会社

子基板を取り替えて、ほとんどのタイプの半導体レーザを駆動可能！

+
励起用半導体レーザ

Type1 子基板

TO-CAN、ピグテイル半導体レーザ

Type3 子基板 + 専用ケーブル+通信用半導体レーザ

Type2 子基板

DILタイプ半導体レーザ

Type3 子基板 + 専用ケーブル+カスタム半導体レーザ

半導体光増幅器（SOA）

Type3 子基板

C-Mount半導体レーザ

Type3 子基板 + 専用ケーブル

Type1 子基板
+スペーサ

*外部 PD モジュール + 光カプラにて APC 駆動も可能になります。

8ピンペルチェ非搭載
半導体レーザ+Type3 子基板

ペルチェ+専用基板

専用ケーブル接続時

OEM/装置化にも対応いたします！
■ LDD-GN500AIOもしくはLDD-GN2000AIOは基板タイプなのでお客様の装置にインストール可能です。
装置化に柔軟に対応いたします。
■LDD-GN500AIOもしくはLDD-GN2000AIOを装置化。複数台のLDドライバーを1つのケースに組込みいたします。
■PC制御可能なUSBインターフェース標準装備。
■お客様のニーズに柔軟に対応いたします。C-WDM、LAN-WDM用LDモジュール等をご用意、搭載可能です。

組込タイプ（LDD-GN500AIO-Incase）

組込タイプ（LDD-M2000AIOｘ2CH）

組込タイプ（LDD-GN2000AIOｘ4CH）

アイステーシス株式会社

外部変調光波形

内部変調光波形

パルス波

サイン波

トリガー出力トリガー出力（パルス波 1KH ｚ 変調深度 90％ Duty 10% ）三角波（サイン波 10MH ｚ 10Vpp in）（サイン波 1KH ｚ 変調深度 90％）8パルス

トリガー出力（三角波 100H ｚ 変調深度 90％）

トリガー入力トリガー出力（パルス波 5MH ｚ 7Vpp in）

オーダーインフォメーション
LDD-GN①①①①AIO-②②②②-③③-④④④-⑤⑤⑤①LD電流駆動タイプ

500（500mA ） or2000（２A） or 3000（３A）②

温度拡張タイプ

無記 or TM65(+10~65℃) or TM85（15〜85℃）③

高電圧LD用オプション

無記 or HV④

SOA対応オプション

無記 or SOA⑤

外部変調端子無記 or SMA

記述例：
標準品：LDD-GN2000AIO
温度拡張タイプ：LDD-GN500AIO-TM65
リレーオプション：LDD-GN2000AIO-R
高電圧LDオプション：LDD-GN2000AIO-HVSOA対応：LDD-GN2000AIO-SOA

消耗品：
絶縁放熱シート
放熱用シリコン

外部マウンタ用接続ケーブル：
カスタムケーブル■製品についてのご質問・ご相談は、下記までお問い合わせください。
開発元：
アイステーシス株式会社〒224-0032
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央9-17-2A
TEL:045-350-9133/FAX:045-350-9134
Mail:photonic@aisthesis.co.jp

記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。