管理医療機器
歯 科用セメントキット「」** 当社従来品と比較して

初代「パナビア ®」新規触 媒技術を搭載した「高接着「パナビア®Ｆ2.0 」のの象牙質接着を実現※1

高活性な新規化学重合触媒※2 の採用により、優れた歯質接着性を実現しました。特に象牙質接着性は、当社従来品と比べて大幅に向上。※1「パナビア® F 2.0」の3倍の象牙質接着力を有します。

歯質への接着 強さ（牛歯、引張、化学重合）
（MPa）

エナメル質

25

象牙質

203倍の象牙質接着力!!

1510

化学重合のみで 高い接着力を発揮

さらに、象牙質接着力が高いので、根管象牙質とポスト・コアの接着にも性能を発揮します。

50パナビア®
F2.0

パナビア®
F2.0

測定条件：牛歯#1000研磨面、被着面積3mmφ、化学硬化37℃水中に1日浸漬後、測定
測定装置：オートグラフ AG-100kN（島津製作所）クロスヘッドスピード：2mm/min

写真提供：山手通り歯科 森田 誠 先生

クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

各種補綴物 への接着 強さ （サーマルサイクル3 ,0 0 0回後）
（MPa）

4030

測定条件：サンドブラスト処理（ジルコニア、金属、CAD/CAMレジン）、#1000研磨（陶材、ガラスセラミックス）、被着面積：5mmφ、被着体に本品適用後、「パナビア® V5ペースト」を塗布して圧接し、マージン部へペンキュア2000で2方向から10秒光照射37℃水中に1日浸漬し、サーマルサイクル（4〜60℃,3000回）後、測定
測定装置： オートグラフ AG-100kN（島津製作所）クロスヘッドスピード：1mm/min
クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

20100

ジルコニア ガラス 陶材 CAD/CAM 金合金 12％ 銀合金 チタン
セラミックスレジン
金パラ「カタナ クリーナー 」で清 掃
唾液や血液などの汚染により、歯科用接着材の接着力は低下します。
「カタナ クリーナー」
で歯質・補綴装置を清掃することで、併用する接着材料の接着性を高めます。

● 高い洗浄効果

色素結合法を用いた染色試験（人工唾液汚染）

汚染なし

人工唾液汚染 「カタナ クリーナー」清掃後（1分浸漬後）（10秒以上こすり塗り・水洗）

測定条件：ジルコニア板（「ノリタケ カタナ ジルコニア」HT ）を人工唾液に浸漬（1分間）
人工唾液に含まれるタンパク質と結合する染色剤による染色度で汚染度を評価
クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により結果は異なります。

※1 牛歯象牙質に対する引張接着強さ（グラフ参照）※2 添付文書記載の化学重合開始剤、重合促進剤を指す」の発 売 から 30 年「パナビア® V5 」の誕 生です。
写真提供 ： 高輪歯科 加藤 正治 先生

シンプル な 操作ステップ〔 使用用途 1 〕
クラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着。

試適詳しくは添付文書をご確認下さい。

トライイン ペースト
接着前の試適で色調確認が行えます。

補綴物には、これ1本 !!

クリアフィル® セラミック
プライマー プラス
陶材

シリカ系ガラスセラミックス

CAD/CAMレジンジルコニア＋金属「クリアフィル® セラミック プライマー プラス」は、シランカップリング剤に加え、リン酸エステル系モノマー「MDP ® 」も含有することから、陶 材、シリカ系ガラスセラ
ミックス、CAD/CAMレジン、ジルコニア、金属の前処理材として有効です。

補 綴 物の前処理支台歯には、レジンコア、（ 歯質、）
メタルコア

これ1本 !!

窩洞／支台歯の処理※パナビア® V5 トゥースプライ
マーの塗布には、付属のアプリケーターブラシでも使用可能です。

20秒

パナビア® V5トゥース プライマー
歯質

レジンコア

メタルコア

新しい重合促進剤の採用により、1液化を達成しました。

装着

余剰セメント除去のタイミングを選択できる！
光 照 射による方 法拭き取り（小筆、ガーゼ等）
または余剰セメントに3〜5秒光照射※。半硬化した余剰セメントを探針等で除去。

余剰セメントをガーゼ、小筆等で除去。
マージン部に10 秒光照射。

※オペークの場合は、5-bの方法で除去してください。

最終硬化
化学重合による最終硬化は装着後3分＊レジンコアの場合は、合着・植立から6分以上3分

高審美“アミンフリー”の新規化学重合触媒※2 を導入。BPO -アミン系触媒を採用した当社従来製品と比較して、優れた色調安定性を発現します。

※2 添付文書記載の化学重合開始剤、重合促進剤を指す

硬化物の色調安定性
（⊿E*）

明度

透彩性

10

当社従来製品5

肉眼での検出限界に近い度

蔽

遮クリア

色調変化

ブリーチ

15性

明ユニバーサル0
オペーク

厚さ： 0.25mm

171421

水中浸漬期間（日）ブラウン

28
測定条件：厚さ0.25mm、70℃水中浸漬後、白背景で測定測定装置：分光色差計 SE6000（日本電色）、光源：D65/2

クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

管理医療機器
歯科用セメントキット

コンプリートキット・パナビア® V5 ペースト
（ユニバーサル）
半量タイプ 4.2 g（2.4 mL） 1本

医療機器認証番号 ： 226ABBZX00106000

・パナビア® V5 ペースト（クリア）
半量タイプ 4.2 g（2.4 mL） 1本
・パナビア® V5 ペースト（ブラウン）
半量タイプ 4.2 g（2.4 mL） 1本
・パナビア® V5 ペースト
（ブリーチ）
半量タイプ 4.2 g（2.4 mL） 1本®
・パナビア V5 ペースト（オペーク）
半量タイプ 4.2 g（2.4 mL） 1本®
・パナビア V5 トライイン ペースト
（ユニバーサル） 2.4 g（1.8 mL） 1本
・パナビア® V5 トライイン ペースト（クリア） 2.4 g（1.8 mL） 1本
・パナビア® V5 トライイン ペースト（ブラウン） 2.4 g（1.8 mL） 1本・パナビア® V5 トライイン ペースト
（ブリーチ） 2.4 g（1.8 mL） 1本®
・パナビア V5 トライイン ペースト
（オペーク） 2.4 g（1.8 mL） 1本
・パナビア® V5 トゥース プライマー 2 mL 1本・クリアフィル® セラミック プライマー プラス 2 mL 1本・ K エッチャント シリンジ 3 mL 1本・ 付属品：ミキシングチップ（合着用）30個、ミキシングチップ（エンド用）10個、ガイドチップ（エンド用細）10個、ニードルチップ（Ｅ）20個、アプリケーターブラシ（ファイン＜シルバー＞）50本、ディスポ小筆ブラシ（黒）50個、小筆ホルダー（黒） 1本、混和皿（FPN） 1個

管理医療機器 歯科用コンポジットレジンセメント

・パナビア® V5 ペースト
（ユニバーサル）8.1 g（4.6 mL） 1本
・パナビア® V5 トライイン ペースト
（ユニバーサル）
2.4 g（1.8 mL） 1本®
・パナビア V5 トゥース プライマー 2 mL 1本・クリアフィル® セラミック プライマー プラス 2 mL 1本・ K エッチャント シリンジ 3 mL 1本・ 付属品：ミキシングチップ（合着用）15個、ミキシングチップ（エンド用）5個、ガイドチップ（エンド用細）5個、ニードルチップ（Ｅ）20個、アプリケー
ターブラシ（ファイン＜シルバー＞）50本、ディスポ小筆ブラシ（黒）50個、小筆ホルダー（黒） 1本、混和皿（FPN） 1個

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料（歯科金属用接着材料）®

管理医療機器 歯科用エッチング材

パナビア® V5 ペースト

K エッチャント シリンジ

医療機器認証番号：226ABBZX00102000

クリアフィル セラミック プライマー プラス

医療機器認証番号：226ABBZX00089000（ ユニバーサル、クリア、ブラウン、ブリーチ、オペーク ）・ 8.1 g（4.6 mL） 1本スターターキット（ユニバーサル）

医療機器認証番号：226ABBZX00105000

・ 容量 ： 3mL・ミキシングチップ（合着用）20個

ミキシングチップ（合着用）

管理医療機器 歯科用色調適合確認材料

・ 20個

パナビア® V5 トライイン ペースト

ミキシングチップ（エンド用）（ ユニバーサル、クリア、ブラウン、ブリーチ、オペーク ）・トライインペースト 2.4 g（1.8 mL） 1本

医療機器認証番号：226ABBZX00103000

・ 20個

・ 容量 ： 4mL● 関連製品管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料（歯科金属用接着材料、歯面処理材）®

カタナ クリーナー

医療機器認証番号：226ABBZX00105000

管理医療機器 歯面処理材（歯科セラミックス用接着材料、歯科金属用接着材料）®

ガイドチップ（エンド用細）・ 20個・ 容量 ： 4mL

パナビア V5 トゥース プライマー
医療機器認証番号：226ABBZX00104000

・ 容量 ： 4mL● データは全てクラレノリタケデンタル株式会社測定です。条件などにより数値は異なります。 ● 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。
● ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。 ● 仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
パナビア F2.0 管理医療機器 歯科接着用レジンセメント

医療機器認証番号：224ABBZX00029000

製品・各種技術に関するお問い合わせ
クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

クラレノリタケデンタル公式アプリ

ホームページ

月曜 〜 金曜 10：00 〜17：00
連絡先〒100- 0004 東京都千代田区大手町1-1 -3（ 大手センタービル ）フリーダイヤル：0120- 330-922
製造販売元〒959- 2653 新潟県胎内市倉敷町2- 28
・「クリアフィル」、「パナビア」
及び「MDP」
は株式会社クラレの登録商標です。
・「カタナ」
は株式会社ノリタケカンパニーリミテドの登録商標です。

販売元〒564 -8650 大阪府吹田市垂水町 3- 33-18 TEL.（06）6380 -2525〒110 - 8513 東京都台東区上野2-11-15
TEL.（03）3834 - 6161
お客様相談センター：0800-222- 8020
http://www.dental-plaza.com

サポート OS バージョン iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上
T730 - 04 11／2019