管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス
医療機器認証番号：229AFBZX00049000

カタナ® ジルコニア ブロックセレック用

ジ ル コ ニ ア ソリュー ション の 提 案

ジルコニア ソリューションの提案

短時間焼成で機械的特性と透光性の優れたバランスを実現
独自のジルコニア技術により、デンツプライシロナ社のセレック スピードファイアと組み合わせることで※1、フルジルコニア補綴装置での短時間焼成（18分）が可能です。
プライムスキャン、オムニカム

セレック ミリングユニット

カタナ ® ジルコニア ブロックセレック スピードファイア

イメージ図

口腔内スキャン
補綴装置デザイン※1※2

切削加工 : 15 分

※2

焼成 :

※2

18 分

本品はセレック専用品です。補綴装置デザイン、切削加工、焼成にはセレックソフトウェア4.5.2 以降、18 分焼成には4.6.1 以降、ブリッジの補綴装置デザイン、切削加工、焼成には5.1 以降が必要です（2019 年時点、チェアサイドミリングのみ対応）。
補綴装置の厚みが 6mm 以下の単冠、乾式加工の場合・乾式での加工を推奨します。
・湿式で加工する場合は、シリカ系ガラスセラミックス（リチウムシリケート系ガラス等）の加工に用いた冷却水を使用すると焼成後に本品の透光性が低下する可能性があります。加工前に加工チャンバー、冷却水タンク、タンク内フィルターの清掃および冷却水の入れ替えを必ず行ってください。

マルチレイヤード構造によるグラデーション異なる色調のジルコニアを積層したマルチレイヤード構造により、グラデーションを有するフルジルコニア補綴装置をシンプルな作業で製作できます。
4 層構造

エナメル層
グラデーション層１
グラデーション層２
ボディ層
イメージ図

焼成ブロック割断面
独 自 の 製 法 により、色 調ギャップの少ない滑らかなグラデーションを有します。

■14色の 色調ラインナップ

ステインの手間を省き、グレーズするだけで簡単に目標色に仕上げることができます。

色 調
STML

Super Translucent Multi Layered

NW

A1

A2

A3

A3.5

B1※

A4

B2※

B3※

C1※

C2※

C3※

D2※

D3※

※14Z、14ZL のみ

チェアサイド修復での新たな選択肢
ラボサイド用の「ノリタケカタナ ® ジルコニア」（STML）をベースとすることで、機械的特性と透光性の優れたバランスを実現しました。ブリッジブロックを使用することにより、幅広い臨床症例に対応することが可能になりました。
■ サイズ
サイズ

マルチレイヤード構造は、「inLab」の刻印側がボディ層、b反対側がエナメル層です。

ac

a（軸）

b（軸）

c（軸）

12Z

15.3mm

19.2mm

20.2mm

14Z

17.8mm

19.2mm

20.2mm

14Z L

17.8mm

19.2mm40.0mm※サイズ12Zでは歯冠長12mm 以下、
サイズ14Z、14Z Lでは歯冠長 14mm 以下までの補綴装置に対応できます。
※ブロックサイズは若干の個体差があります。
※加工可能な領域は、セレック ソフトウェアでコントロールされバージョンにより異なります。

■ 機械的特性(曲げ強さ)

763

カタナ® ジルコニア ブロック STML
02004006008001000

1200（MPa）

測定条件： 無着色ジルコニア（原材料）を使用 ISO6872: 2015年準拠（3点曲げ試験）、支点間距離: 16㎜、試験片サイズ: 18×4×1.5mm、焼成時間：30分
クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

■ 透光性

38カタナ® ジルコニア ブロック STML43※

ノリタケカタナ®ジルコニア

38（ラボサイド用）

310102030

測定条件： 無着色ジルコニア（原材料）を使用

405060（％）

測定波長: 700nm、試験片厚み: 0.5mm、焼成時間：30 分

クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

補綴装置の最小厚み

臼歯クラウンジ ルコニアは高 透 光 性タイプ のセラ

前歯クラウン

1.0mm

0.8mm

ミックスの中で高い機械的特性を示しま1.0mm

1.0mm

す。機械的特性を生かした補綴装置の1.0mm

1.0mm

製作が可能です。補綴装置の作成時には、右記に示す厚みを確保してください。

0.8mm

0.8mm
0.8mm

0.8mm

※本品は単冠と3 本ブリッジ用です。それ以上の複数歯の補綴装置製作にはディスクタイプの「ノリタケカタナ ® ジルコニア」をご使用ください。

ブリッジ連結部の断面積

前歯 2-3 本連結： 12m㎡以上
臼歯 2-3 本連結： 16m㎡以上

セラビアン®を使用した最終仕上げ ※研磨による最終仕上げに加え、「セラビアン ®ZR」FC ペーストステインのClear Glazeで補綴装置のグレーズを行うことが可能です。
※「セラビアン ®ZR」FC ペーストステインの電子添文記載の使用方法 Cを示します。

12354① 焼成後の表面性状付与② 対合歯との接触部位の研磨 ③ 研磨した部位を除き（研磨のみで仕上げる場合は（注水下または補綴物をサンドブラスト処理全体を研磨して完成）濡らした状態でダイヤモンド（50〜70μm、0.2MPa）
バーなどを用いて行う）④ 超音波洗浄（アルコールまたはアセトン）または
スチームクリーナー洗浄⑤ グレーズ塗布、および焼成

信頼性の高い接着システム
高い接着性と優れた審美性をシンプルなシステムで実現したレジンセメント「パナビア® V5」との組み合わせにより、クラウン、インレー、アンレーやベニアなどの症例に対応します。

管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス

医療機器認証番号 ： 229AFBZX00049000

カタナ ジルコニア ブロック
®

単品

12Z

： A1、A2、A3、A3.5、A4…5 個／箱

14Z： A1、A2、A3、A3.5、A4、B1、B2、NW…5 個／箱B3、C1、C2、C３、D2、D3
14Z L： A1、A2、A3、A3.5、B1…2 個／箱…3 個／箱A4、B2、B3、C1、C2、C3、D2、D3、NW …2 個／箱● ノリタケカタナ®ジルコニア● セラビアン®ZR管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス 医療機器認証番号：223AFBZX00185000

管理医療機器 歯科用陶材 医療機器認証番号：223AFBZX00161000● パナビア® V5

管理医療機器 歯科用セメントキット 医療機器認証番号：226ABBZX00106000● 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。 ● ご使用に際しましては、製品の電子添文等を必ずお読みください。 ● 仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

製品・各種技術に関するお問い合わせ
クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

クラレノリタケデンタル公式アプリ

ホームページ

平日 10：00 〜17：00
連絡先〒100- 0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4
製造販売元〒959- 2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

販売元

常盤橋タワー〒104 - 0061 東京都中央区銀座8- 21- 1 住友不動産汐留浜離宮ビル
販売〒564 -8650 大阪府吹田市垂水町 3- 33-18 TEL.（06）6380 -2525〒110 - 8513 東京都台東区上野2-11-15
TEL.（03）3834 - 6161
お客様相談センター：0800-222- 8020
http://www.dental-plaza.com

・｢KATANA｣、「カタナ｣及び「セラビアン」
は株式会社ノリタケカンパニーリミテドの登録商標です。
・「パナビア」
は株式会社クラレの登録商標です。

サポート OS バージョン iOS 13.7 以上 / Android 9.0 以上

T833- 01 07／2023