管理医療機器 歯科用象牙質接着材（歯科セラミックス用接着材料）（歯科金属用接着材料）（歯科用知覚過敏抑制材料）（歯科用シーリング・コーティング材）
医療機器認証番号：228ABBZX00065000

接 着 も 簡 便 性 も 妥 協しな い 。
塗 布 後 の 待 ち 時 間 なし・高 接 着・多用 途
そして ワンタッチ 開 閉
保険適用

象 牙 質レジンコーティングに対応

C R 充填支台築造

ト接着
セメン
象牙質
レジンコーティング「塗布後の待ち時間なし」によるスムースな治療
接着阻害因子との接触によるリスクを低減

接着阻害因子とは？

塗布後の「待ち時間なし」により、処置時間がさらに短 縮されます

呼気ので、特に唾液の多い下顎部や、長時間開口が困難な小児・高齢唾液滲出液

血液者の症例等で、スムースな治療が行えます。

薄膜で強固なボンド層を形成
重合硬化性の向上により、「クリアフィル メガボンド 」に近似した「耐吸 水性」と「強度」を実現。
高い接着耐久性及び長期的な象牙質のコーティングが期待されます。
ボンド硬化物の吸水量

ボンド硬化物の強度（μｇ/ｍｍ³）

（MPa）

150

引張り強度（ Dry）

80

引張り強度（24h-wet ）引張り強度（1m-wet ）

60

100

4050020SKB-100（ 0sec ）SE ONE（ 10sec ）MB（ 20sec ）データ測定 ： 東京医科歯科大学 う蝕制御学分野
測 定 条 件 ： ISO4049
SKB -100 ：「クリアフィル ユニバーサルボンドQuick ER」と同一組成の試作品
SE ONE ：「クリアフィル ボンド SE ONE」
MB：「クリアフィル メガボンド 」
日本歯科保存学会2016年度春季学術大会(第144回)発表より

0SKB-100（ 0sec ）SE ONE（ 10sec ）MB（ 20sec ）データ測定 ： 東京医科歯科大学 う蝕制御学分野
測 定 条 件 ： 1.0×1.0×10.0mmのボンド硬化物（SKB-100、SE ONEはエアブローによる溶媒除去後に光重合）： 試料作製24時間後、水中浸漬24時間後及び1か月後。マイクロテンサイル法にて測定。
SKB -100 ：「クリアフィル ユニバーサルボンドQuick ER」と同一組成の試作品
SE ONE ：「クリアフィル ボンド SE ONE」
MB：「クリアフィル メガボンド 」
日本歯科保存学会2016年度春季学術大会(第144回)発表より

各使用ステップの概要 （ご使用に際しましては、必ず添付文書・取扱説明書をご確認ください。）
写真提供：田代歯科医院 田代浩史先生

光重合CR充填修復※1

窩洞形成、充填準備

ボンド塗布、塗布後の待ち時間なし※95秒以上乾燥*（弱〜中圧）、光照射 ※10

CR充填・光照射 ※11

形態修正・研磨*バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥

クリアフィル® マジェスティ® ESフロー

CR充填ステップの動画

写真提供：高輪歯科 加藤正治先生

ポスト植立 ／
※2,3支台築造※2,3

クリアフィル DCコア オートミックス ONE®

®

根管形成、ポスト試適及び
ポストへのリン酸処理・シラン処理

ボンド塗布、塗布後の待ち時間なし※95秒以上乾燥*（弱〜中圧）、光照射 ※10● 主な使用材料*バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥。余剰ボンドはペーパーポイント等で吸い取る「クリアフィル® セラミック プライマー プラス」
「クリアフィル® ADファイバーポストⅡ」

レジンコアの填入ポストの植立・光照射 ※12

歯冠部への築盛、光照射 ※12
最終硬化・形成
ポストの植立・支台築造ステップの動画

写真提供：朝日大学 高垣智博先生

CAD/CAM冠の※4,5
セメント接着サンドブラスト・超音波洗浄 ※8

SA ルーティング® Multi

ボンド塗布、塗布後の待ち時間なし※95秒以上乾燥*（弱〜中圧）
光照射不要

セメント塗布・装着
光照射 ※13・余剰セメント除去

最終硬化 ※13
CAD/CAM冠のセメント接着
ステップの動画*バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥

写真提供：東京医科歯科大学大学院 保坂啓一先生

その他の用途窩洞のシーリング ※5
知覚過敏の処置 ※6露出根面の処置※7支台歯形成

ボンド塗布、塗布後の待ち時間なし※95秒以上乾燥*（弱〜中圧）、光照射 ※10*バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥。余剰ボンドはペーパーポイント等で吸い取る※1 添付文書の使用用途「光重合型の歯科充填用コンポジットレジンによる充填修復」 ※2 添付文書の使用用途「デュアルキュア型又はセルフキュア型の歯科用支台築造材料によるポストの植立及び／又は支台築造」※3「 クリアフィル DCコア オートミックス ONE」と併用時の歯面処理のみ ※4 添付文書の使用用途「セメント接着における窩洞、及び支台歯の処理」 ※5 添付文書の使用用途「間接修復法の前処理としての窩洞のシーリング・コーティング」 ※6 添付文書の使用用途「知覚過敏の処置」。 ※7 添付文書の使用用途「露出根面等（実質欠損を殆ど含まない症状）の処置」 ※8 サンドブラスト処理後に試適した場合には、リン酸エッチング材等を添付文書にしたがって処理し（リン酸エッチング材は5秒間処理）、水洗・乾燥を行います。歯科セラミックス用接着材料を適用することで、内面処理加算が可能です。 ※9 塗布後の待ち時間なしで、次の乾燥操作が可能です。 ※11 ご使用の光重合型CRの添付文書を参照ください。 ※12「クリアフィル DCコア オートミックス ONE」の添付文書を参照ください。 ※13「SA ルーティング Multi」の添付文書を参照ください。

アルコール綿球等でボンド層表面の未重合層を確実に除去※10 照射器と照射時間の関係
光量については各照射器の添付文書をご確認ください。

分類*レジン系の仮封材、仮着材を用いる場合は、コーティング面に接着する恐れがあるため、必ず歯科用分離材をご使用ください。歯科用分離材の使用方法は、当該品の添付文書にしたがってください。

光量

高出力LED照射器

1500 mW/cm² 以上

LED照射器800 〜 1400 mW/cm² 以上

ハロゲン照射器

400 mW/cm² 以上

照射時間5秒
10 秒「ペンキュアー 2000」の高出力モードの場合は3秒、標準モードは10秒（製造販売元：株式会社 モリタ製作所）

歯面処理時間別牛歯せん断接着強さ（ 光重合型CRとの併用 ）Super Low

Low

エナメル質（MPa）

High

象牙質

3020

1000秒

3秒10 秒

試験条件： 被着面：牛歯＃600研磨面、被着面積：φ2.38mm
照射器：ペンキュアー 2000標準モード
37℃水中24時間保管

牛歯象牙質せん断接着強さ（「クリアフィル ® DCコア オートミックス® ONE 」との併用 ）
（MPa）

30

セット品（デンチン／ホワイト）

20
100

クリアフィル
クリアフィル ボンド SE ONE+
ユニバーサルボンド Quick ER
クリアフィル ® DCコア+
クリアフィル ® DCコア
オートミックス ® ONE
オートミックス ® ONE

試験条件： 被着面：牛歯#600研磨面、被着面積：φ2.38mm
照射器：ペンキュア―2000標準モード
37℃水中24時間保管

人歯せん断接着強さ（「 SA ルーティング ® Multi 」との併用 ）エナメル質（MPa）

3025

オートミックス
セット品
単品

象牙質

20

ユニバーサル バリューキット

1510ユニバーサル / ホワイト / トランスルーセント

5単品

0

SA ルーティング Multi

ハンドミックス
セット品
単品

ユニバーサル バリューキット
ユニバーサル / ホワイト / トランスルーセント
セット品

強固なボンド層による象牙質の保護薄 膜で 強 固なボンド層の 形成により、印象採 得などによる負荷でも剥離が生じにくく、長期的な象牙質のコーティングが期待されます。

SA ルーティング Multi+
クリアフィルユニバーサルボンド Quick ER

測定条件：＃1000研磨、被着面積：φ3mm
マージン部へペンキュア2000にて2方向から各10秒光照射
クロスヘッドスピード1mm/min、オートグラフ
AG-100KN(島津製作所）を使用
37℃水中保管1日後測定

超微小硬さ試験
37℃1日後（MPa）

40

37℃7日後

30

ボンド層

2010

象牙質10µm

イメージ※本品による歯面コーティング後に抜去歯を割断、断面をSEM 観察

0クリアフィル
ユニバーサルボンド Quick ER

クリアフィルトライエスボンドND
クイック

測定条件： 被着体：HAp板、＃1000研磨面
試験荷重：100 mg、測定間距離：10μm
ボンディング材を塗布、エアブロー、光照射後、アルコール綿球で未重合層を除去後に測定

クラレノリタケデンタル（株）測定（条件により数値は異なります）

高性能を実現した接着技術
塗布後の待ち時間なしで高接着

高い接着耐久性

親水性
アミド系モノマー配合

リン酸エステル系モノマー「 MDP ®」配合

高活性重合触媒技術

親水性アミド系モノマーは、HEMA以上の高い親水

当社 独自技 術で 合成・精 製された「MDP ®」は、歯「クリアフィル® メガボンド® ２」と同じ光重合触媒技後も加水分解を受けにくい特長があります。

示すことが報告されています。1）, 2）

短時間光照射(高出力LED照射器)、支台築造・セメン

性で歯によくなじみ、重合硬化性に優れ、重合硬化※1 ペンキュアー 2000 高出力モードの場合

光照射時間 3秒 ※1
多用途ユース質やジルコニア等に対して優れた接着性・耐久性を術の採用に加えて、独自の化学重合促進剤を配合。
※2ト接着の歯面処理が可能です。

※2「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」や「SAルーティング Multi」と併用時

参考文献 1）Y. Yoshida, K Nagakane, R. Fukuda, Y. Nakayama, M. Okazaki, H. Shintani, S. Inoue, Y. Tagawa, K. Suzuki, J. De Munck, B. Van Meerbeek： J Dent Res, 83（6）： 454-458, 2004
2）吉原 久美子, 長岡 紀幸, 吉田 靖弘: 接着歯学, 32（3）： 159, 2014

塗布後の待ち時間なし

フリップトップ
キャップ ※3

容 量

5 . 6 mL
※3 ワンタッチ開閉できる新容器

被 膜 厚さ約

フッ素徐放性 ※5

採取後の操作可能時間 ※6+F7 分間

5 −10 µm※4（約2 - 5µm）

※4 象牙質レジンコーティングなどボンド硬化後にアルコール綿球で未重合層を除去した場合※5 フッ化ナトリウム配合

容器内/採取後の相分離なし ※7※6 遮光下（25℃） ※7 遮光下、7分後

管理医療機器 歯科用象牙質接着材（歯科セラミックス用接着材料）（歯科金属用接着材料）（歯科用知覚過敏抑制材料）（歯科用シーリング・コーティング材）
医療機器認証番号：228ABBZX00065000

単品

ボンド（5.6mL）
製品の詳細についてはWEBからもご確認いただけます。

セット品

Wパック

ボンド（5.6mL）×2個ボンド（5.6mL）×1個遮光板（C）×1個混和皿（C）×1個
アプリケーターブラシ（ファイン〈シルバー 〉）
×50本

関連製品
クリアフィル ® セラミック プライマー プラス

カタナ クリーナー

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料（歯科金属用接着材料)
医療機器認証番号：226ABBZX00105000

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料（歯科金属用接着材料、歯面処理材）
医療機器認証番号：301ABBZX00015000単品

4mL ×1個

単品

4mL ×1個● 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。 ● ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。 ● 仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
●「 クリアフィル AD ファイバーポスト Ⅱ」 管理医療機器 歯科根管用ポスト成形品 医療機器認証番号：301ABBZX00019000

製品・各種技術に関するお問い合わせ
クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

クラレノリタケデンタル公式アプリ

ホームページ

月曜 〜 金曜 10：00 〜17：00
連絡先〒100-0004 東京都千代田区大手町２丁目６-４ 常盤橋タワー
フリーダイヤル：0120- 330 -922
製造販売元

〒959- 2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

販売元〒564 -8650 大阪府吹田市垂水町 3 -33-18 TEL.（06）6380 -2525〒110 - 8513 東京都台東区上野2-11-15
TEL.（03）3834 - 6161
お客様相談センター：0800- 222-8020〈医療従事者様向窓口〉
https://www.dental-plaza.com

・「クリアフィル」、「メガボンド」、「MDP」、「マジェスティ」、「SA ルーティング」
及び「オートミックス」
は株式会社クラレの登録商標です。
・「カタナ｣は株式会社ノリタケカンパニーリミテドの登録商標です。

推奨 OS バージョン iOS13.7 以上 / Android9.0 以上
T737 - 04 11／2022