デジタル指示計

デジタル指示計・アンプ

DLS-5031A■ 4ch個別値と演算値を同時表示■ RS-232C標準装備■ 各種アナログ出力対応

DIGITAL INDICATORS / AMPLIFIERS

型式
オプション

DLS-5031A オプションなし
4～20mA 電流出力0～±10V 電圧出力無し
１２仕様

変換部
A/D

入力範囲

-3.3～3.3mV/V

入力感度0.25μV/Digit以上

非直線性±0.02％F.S.±1カウント

温度特性

零点︓±0.005％F.S./℃ typ.（入力感度︓1.0mV/Vにおいて）1.0mV/V入力時 最大表示分解能︓1/20,000

感度︓±0.005％ of Reading/℃ typ.
周波数特性

約2Hz（平均回数32回において）

印加電圧

各ch DC5V±5％，60mA（350Ω型変換器4台接続可能）

零点調整-2.8mV/V～2.8mV/V

感度調整±0.4mV/V～±3.0mV/V

計量値表示

VFDグラフィック蛍光表示管、緑色、128×64ドット※.初期風袋値（零点入力値）と最大計量値（スパン量）の合計が±3.3mV/Vを超えないこと。

演算値表示︓5桁（±99999）文字高さ約12mm、A＋B＋C＋Dなど
表示部

計量値A,B,C,D表示︓5桁（±99999）文字高さ約6mm
動作表示︓▼マーク11個

SHIFT，AZ, HOLD コンパレータ出力1～8オーバー表示

計量値の点滅

小数点

0，0.0，0.00，0.000，0.0000 より選択

www.toyo-sokki.co.jp

単位なし，g，kg，t, N, kN, N・m, kN・m, Pa, kPa, MPa, mm, %，mV/V，με より選択

表示更新周期約100ms（10回/秒）

サンプリング周期

約10ms（約100回/秒） ※.ch間同期操作スイッチ

キースイッチ 7キー

外部指令入力

入力信号︓8点（8bit 1コモン）
無電圧接点入力またはオープンコレクタ入力(Ic=10mA，耐圧20V以上)

変換部
I/O

Phone : 045-540-8353

動作︓（a）AZ-A…ワンショットメーク接点（b）AZ.R-A…ワンショットメーク接点（c）AZ-B…ワンショットメーク接点（d）AZ.R-B…ワンショットメーク接点（e）AZ-C…ワンショットメーク接点（f）AZ.R-C…ワンショットメーク接点（g）AZ-D…ワンショットメーク接点（h）AZ.R-D…ワンショットメーク接点（i）HOLD…レベル制御
制御用出力

L=ホールド／H=解除

出力信号︓8点（8bit 1コモン）
エミッタ共通オープンコレクタ出力
出力定格︓DC 30V，50mA（抵抗負荷）
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 1.2V以下
内部回路とはフォトカプラにより絶縁

総合

カレントループ

弊社外部機器接続専用シリアルデータI/F

RS-232C通信

調歩同期式

停電対策

各設定データは不揮発性メモリに書き込み

電源電圧

AC85～264V, 50/60Hz

消費電流0.6A typ（AC IN

使用温湿度範囲0～＋40℃, 20～85%R.H.（結露なきこと）

取付方法

パネルマウント

本体質量約1.2kg

搭載機能

オートゼロ，ゼロトラッキング，プリセット風袋引き，スケールディビジョン，デジタルフィルタ，キャルロック

ストリーム（常時出力）またはコマンドモード（半二重双方向）

100V）

0.4A typ.（AC IN 200V）

キーロック，表示ホールド，コンパレータ，RS-232C，カレントループ出力，ピークホールド，モーションディテクト
等価入力校正，アナログ出力(オプション)

128

TPC10-06-2023

掲載されている仕様・外観図は予告なく変更する場合があります。
ご注文の際はご確認ください。

DLS-5031A

TOYO SOKKI

4000.0ABCD

1000.0 1000.0 CH-B
1000.0 1000.0 CH-D

CH-A
CH-C

AZ H 1 2 3 4 5 6 7 8 SET POINT
SHIFT
FUNC
SHIFT AZ-A AZ-B AZ-C AZ-D
ESC
AZ.R

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

配線接続※.外部指令入力、制御用出力、RS-232C、アナログ出力等の接続につきましては別途取扱説明書をご参照ください。

※ 適用電線︓AWG24～20（撚線）

Ach

10CH-A

120

CH-C

CH-B

+ - + - SHL + - + - SHL

EXC SIG

111011EXC SIG+ - + - SHL + - + - SHL

EXC SIG

CH-A
CH-B
CH-C
CH-D
TOTAL
A.COM

CN2 RS-232C
S.OUT CN1 I/O

11端子No.2︓－EXC

12端子No.12︓－EXC ロードセル印加電圧（－）

3

端子No.3︓＋SIG

13

端子No.13︓＋SIG

4

端子No.4︓－SIG

14

端子No.14︓－SIG

ロードセル信号入力（－）

5

端子No.5︓ SHL

15

端子No.15︓ SHL

シールド

6

端子No.6︓＋EXC

16端子No.16︓＋EXC ロードセル印加電圧（＋）

7端子No.7︓－EXC

17

端子No.17︓－EXC ロードセル印加電圧（－）

8

端子No.8︓＋SIG

18

端子No.18︓＋SIG

9端子No.9︓－SIG

19端子No.19︓－SIG

ロードセル信号入力（－）

10

端子No.10︓ SHL

20

端子No.20︓ SHL

シールドCchDch

端子No.11︓＋EXC ロードセル印加電圧（＋）
ロードセル信号入力（＋）

ロードセル信号入力（＋）

20

EXC SIG

S/N

A-out
21

CH-D

端子No.1︓＋EXC

2I
V

23282328E※適用圧着端子︓幅6mmまでのM3用

AC85-264V
L
N

30

電源 L

31

電源 N

29

E

21S.OUT

22S.OUT

AC85V～264V

接地
カレントループ出力(無極性)

Phone : 045-540-8353

1Bch

1外形寸法
1449DLS-5031A
TOTAL

72

CH-ACH-C

111

パネルカットTOYO SOKKI+1138 04000.01000.0 1000.0 CH-B
1000.0 1000.0 CH-D

CH-A

1011

EXC SIG66

EXC SIG

CH-C

CH-B+ - + - SHL + - + - SHL

EXC SIG23

TPC10-06-2023

20

EXC SIG

S/N

CH-A
CH-B
CH-C
CH-D
TOTAL
A.COM

CN2 RS-232C
S.OUT CN1 I/O

CH-D+ - + - SHL + - + - SHL

A-out
2167 0161371+1AZ H 1 2 3 4 5 6 7 8 SET POINT
SHIFT
FUNC
SHIFT AZ-A AZ-B AZ-C AZ-D
ESC
AZ.R

www.toyo-sokki.co.jp

TOTAL③④① 演算値表示 ︓Ach＋Bch＋Cch＋Dch 等の値を表示します。
② 演算動作表示︓演算中の状態を表示します。
③ チャンネル毎の計量値表示④ 動作表示︓動作中の各機能が点灯します。
⑤ SHIFTキー ︓1回押すとシフト1動作、もう一度押すとシフト2動作に切り替えます。
⑥ AZ-Aキー︓1秒間長押しでAchの風袋引き。設定項目の大分類を選択。
数値設定の場合は変更する桁の選択。候補選択の場合は候補を変更。
⑦ AZ-Bキー
︓1秒間長押しでBchの風袋引き。設定項目の大分類を選択。
数値設定の場合は変更する桁の選択。候補選択の場合は候補を変更。
⑧ AZ-Cキー︓1秒間長押しでCchの風袋引き。設定項目の小分類を選択。
数値設定で選択した桁の値を変更。
⑨ AZ-Dキー
︓1秒間長押しでDchの風袋引き。設定項目の小分類を選択。
数値設定で選択した桁の値を変更。
⑪ ESCキー︓各種設定の終了。変更中の取り消し。2秒間長押しでキーロック。
キーロック状態で2秒間長押しするとキーロックを解除。
電源投入時3回押しでキャルロック設定・解除。
⑫ ENTキー︓1秒間押し続けることでファンクションモードに移ります。設定値の記憶②

デジタル指示計・アンプ①

DIGITAL INDICATORS / AMPLIFIERS

フロントパネル表示およびキー操作説明I
VE

AC85-264V
L
N

28

掲載されている仕様・外観図は予告なく変更する場合があります。
ご注文の際はご確認ください。

129