技 術 資 料

C o n t e n t s
はじめに
構成−高い接着性と優れた審美性をシンプルな構成で実現−

技術−接着性モノマーと新規化学重合触媒−「パナビア® V5」の特長

6
8
10
12

−優れた審美性−−優れた接着力−「パナビア® ベニア LC」の特長−「パナビア® V5」の高い接着性を継承−−良好な滑沢耐久性−

1616「パナビア® V5」使用ステップの概要

18「パナビア® ベニア LC」使用ステップの概要

19

製品構成

20

インフォメーション

21

学術研究報告22

臨床症例
Case 1

高透光性ジルコニアによる前歯補綴への適用

Case 2前歯接着ブリッジへの適用

Case 3 ファイバーポストレジンコア（間接法）への適用
Case 4 ラミネートベニアへの適用

3

11
13
15
17

はじめに
初代「パナビア ®」の発売から約40年
改良を続けた接着技術を、様々な症例で「パナビア ®」シリーズは、1983年の「パナビア ®」の発売以来、約40 年間リニューアルを重ねてきました。
「パナビア ® 」はリン酸エステル系モノマー「MDP®」を導入した当社初の接着性レジンセメ

1983

ントであり、その優れた接着特性により、一般的な合着のみならず、接着ブリッジ等の難しい補綴修復も可能とした製品でした。そパナビア ®

の後、1993年には、セルフエッチングプライマーとペーストタイプのセメントから構成される「パナビア ® 21」を発売し、セメントシ
ステムの簡素化と術後刺激の低減を図りました。さらに、1998
年には表面処理フッ化ナトリウムと光重合開始剤の導入により

1993

接着界面の強化と辺縁封鎖性の向上をコンセプトとしたデュア
ルキュア型の「パナビア ® フルオロセメント」へ、2003年にはLED

パナビア ® 21

照射器に対応した「パナビア®F 2.0」へと改良を進めてきました。
このように「パナビア ®」シリーズは、その優れた接着性と辺縁封鎖性から、長年にわたり歯科市場で販売されてきました。

1998

近年、審美修復への要求の高まりから、ジルコニアやリチウムシ
リケート系ガラス、CAD/CAMレジン等の多種多様な審美材料

パナビア ® フルオロセメントが市場に普及しています。補綴臨床を成功に導くためには、これらを含むあらゆる補綴装置と歯質とを強固な接着により一体化させることが非常に重要なポイントとなります。また、高度審美治療

2003に対応するため、セメントには豊富なカラーバリエーションとともに永きにわたって変色しないことが同時に求められています。
パナビア ®F 2.0

そのようなニーズに応える形で、2015年に発売されたのが、「パです。新規触媒技術の導入で、当社従来品から歯質、
ナビア ® V5」
特に象牙質への接着性が向上し、かつ、優れた色調安定性を発シンプルな術式で、現するセメントです。「パナビア® V5」により、

2015

接着ブリッジやポスト、コアの接着など高い接着力が求められる用途から、セラミックインレーなどの審美性が要求される用途まで、幅広く対応できるようになりました。
そして、2022 年、「パナビア® V5」と同じ接着システムを用いる
光重合型セメント「パナビア ® ベニア LC」を発売しました。特に操作時間が必要なラミネートベニア修復治療を主用途とし、「パナビア ® V5」と同等の接着性で更に操作性を高めました。
約 40年間、日々進化する補綴修復治療において、高い接着性を追い求めてきた「パナビア ®」シリーズ。私たちは、これからも開発を続けます。

42022

1. 優れた審美性■ パナビア ® V5 ペースト ： アミンフリーの化学重合触媒により、優れた色調安定性を発現します。
■ パナビア ® ベニア LC ペースト ： 微細なフィラーにより、滑沢耐久性に優れます。
■ 付属のトライイン ペーストでセメントの色調が確認できます。

2. 優れた歯質接着力■ 当社従来品と比べ象牙質接着力が大幅に向上しました。
（人歯せん断：1.5倍、牛歯引張：3倍）■ エナメル質接着力についても当社従来品と同等に優れています。

３. 簡便な術式■ 1液セルフエッチングプライマー＋1液補綴装置用プライマー＋セメントペーストの
シンプルな構成です。

高審美

MDP®
&

新規触媒

シンプルな
術式

高接着

5

構成
−高い接着性と優れた審美性をシンプルな構成で実現−

シンプルな
術式

補綴装置の前処理は「クリアフィル セラミック プライマー プラス」
「クリアフィル ® セラミック プライマー プラス」は、シランカップリング剤に加え、リン酸エステル系モノマー「MDP ®」も含有することから、1本で下記の補綴装置に適用可能です。
● 陶材● シリカ系ガラスセラミックス● CAD/CAMレジン● ハイブリッドセラミックス● ジルコニア／アルミナ● 金属（ MPa ）

補綴装置へのせん断接着強さ（サーマルサイクル3,000回後）補綴装置には、
これ 1 本!!

40

30

20

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料

100（歯科金属用接着材料）

ジルコニア リチウム 陶材 CAD/CAM 金合金
シリケート系
レジン
ガラス

金パラ 銀合金

クリアフィル ®
セラミック プライマー プラス

チタン

医療機器認証番号：226ABBZX00105000
・容量 ： 4mL

測定条件：サンドブラスト処 理（ジルコニア、チタン以 外の金 属、CAD/CAMレジン）、#1000研磨（陶材、ガラス、チタン）、被着面積5mmφ
被着体にセラミック プライマー プラス適用後、パナビア®Ｖ５を塗布して圧接し、 測定装置：オートグラフ AG-100kN（島津製作所）
クロスヘッドスピード：1mm/min
マージン部へペンキュア2000で2方向から各10秒光照射
37℃水中1日浸漬してサーマルサイクル後（4-60℃、3000回）、測定

クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

歯質、支台歯の前処理は「パナビア ® Ｖ5 トゥース プライマー」

セルフエッチングプライマーは1液「MDP 」と共存が可能な新規重合促進剤の採用により、1液化を達成しました。

支台歯には、（歯質、レジンコア、メタルコア）

これ 1本 !!

管理医療機器 歯面処理材（歯科セラミックス用接着材料、歯科金属用接着材料）

パナビア ® V5 トゥース プライマー

医療機器認証番号：226ABBZX00104000
・容量 ： 4mL

6

クリアフィル ® セラミック プライマー プラス

補綴装置：補綴装置用プライマー

シランカップリング剤とリン酸エステル系モノマー（MDP®）を含有することから、陶材、シリカ系ガラスセラミックス、CAD/CAMレジン、ハイブ

リッドセラミックス、ジルコニア/アルミナ、金属の前処理材に使用できます。
チタン等 インプラントアバットメントの前処理にも使用可能です。

ユニバーサル、クリア、ブラウン、ブリーチ、オペーク※1 の計5色の色調ラインナップです。

パナビア ® V5 ペースト

：デュアルキュア型 ※2（オートミックス）

パナビア ® ベニア LC ペースト

：光重合型

※1「パナビア ベニア LC ペースト」にはございません。

※2「パナビア V5 ペースト」オペークは化学重合型です。

パナビア ® V5 トゥース プライマー：セルフエッチングプライマー

支台歯

リン酸エステル系モノマー「MDP 」が配合されていることから、歯質だけでなく、レジンコア、メタルコアの処理にも使用できます。

パナビア ® V5 トライイン ペースト

：色調適合確認材料

セメントの色調確認に使用します。

「パナビア ® V5ペースト」と「パナビア ® ベニア LC ペースト」に対応した5つの色調があります。試適後は、水洗により洗い流せます。

K エッチャント シリンジ

：リン酸エッチング材（リン酸35%）
エナメル質や補綴装置のエッチング処理に使用します。
適度な賦形性があり、エナメル質を選択的にエッチングするのに適した性状です。

7

技術−接着性モノマーと新規化学重合触媒−「パナビア ® V5」、「パナビア ® ベニア LC」は、クラレノリタケデンタルの接着技術を結集した、優れた接着性レジンセメントシステムです。
当社は1970年代初頭より接着技術の研究に取り組んでおり、1981年にリン酸エステル

リン酸エステル系
モノマー「MDP ®」「MDP®」は、歯質のみならず、金属やジルコニアに系モノマー「MDP®」を開発しました。
対しても高い接着強さを示すこと、また、ハイドロキシアパタイトと化学的に結合し、水1）に不溶性のカルシウム塩を形成することも報告されています。

さらに、「MDP ® 」はその純度によって、接着耐久性およびカルシウムとの反応性が異なることが報告されており 、当社独自の合成・精製技術によって製造された「MDP®」は、
2）3）

高い接着耐久性を示すことが報告されています。

「パナビア® V5 トゥース プライマー」および「クリアフィル ® セラミック プライマー プラス」には、当社独自の高純度リン酸エステル系モノマー「MDP®」を配合しています。これに「パナビア ® ベニア LC」は歯質と補綴装置を強固に接着させるこより、「パナビア ® V5」、とが可能です。

リン酸エステル系モノマー「MDP®」の化学構造
CH3
CH2 C
C 0
CH2

O

CH2

CH2

CH2

CH2
CH2

O

疎水性基

適切な疎水性（耐久性）を付与する部分。

CH2

O P 0H
0H

他のモノマーと重合硬化するための部分。

CH2
CH2

CH2

重合性基

ハイドロキシアパタイトやカルシウム、

リン酸基

ジルコニア、金属等と化学結合する部分。

8

接着性能は接着性を有するモノマーだけで得られるものではなく、これらのモノマーが重合硬化して初めて高い接着が得られます。

化学重合触媒「パナビア® V5」では、高安定パーオキサイド/非アミン還元剤/高活性重合促進剤からなる
新しい「3元系化学重合触媒」を採用しています。この新しい化学重合触媒は、“アミンフリー”であるため、セメント硬化物は優れた色調安定性を発現します。また、高活性重合促進剤
は、「パナビア ® V5 トゥース プライマー」にも配合されていますが、還元力が高く重合「パナビア®
促 進 能力が非 常に優れるだけではなく、酸性の「MDP®」と共存可能なため、
V5 トゥース プライマー」の1液化を達成することができました。

“タッチキュア” による接着界面の封鎖「パナビア ® V5 トゥース プライマー」を塗布「パナビア® V5 トゥース プライマー」には新規の高活性重合促進剤を採用しており、した歯質との接着界面と「パナビア® V5 ペースト」が接触することにより、重合が促進されます（タッチキュア）。これにより、界面の封鎖が期待できると同時に、歯質と補綴装置とを強固な接着により一体化させることが可能です。また「パナビア® ベニア LC
ペースト」も、「パナビア® V5 トゥース プライマー」を塗布した歯質との接着界面と接触することで、歯質と補綴装置を強固に接着させることが可能です。

タッチキュア
エナメル質
補綴装置

POINT

象牙質
パナビア® V5 トゥース プライマー「パナビア® V5 トゥース プライマー」は、接着界面においてセメントの重合を促進します。

ペースト
クリアフィル® セラミック プライマー プラス

象牙質接着界面の3D SEM像
直交配置型FIB-SEM（集束イオンビーム加工装置と走査型電子顕微鏡の複合装置）を用いた「パナビア ® V5」／人歯象牙質
接着界面の3次元観察において、象牙質に対し緊密に接合していることが観察されています。

樹脂含浸層

5μm

左：3次元再構築画像

右：左図からレジン成分のコントラストを透明化した画像

画像提供：岡山大学大学院

9長岡 紀幸 先生、吉原 久美子 先生

パナビア ® V5

「パナビア ® V5」の 特長

高審美−優れた審美性−
高い審美性が要求される用途にもお使いいただけます。

「パナビア ® V5」では、“アミンフリー” の化学重合触媒を含有しています。この技術により、アミンを触媒成分として含有する当社従来品と比較して色調安定性に優れています。

高い色調安定性と天然歯に近似した蛍光性
天然歯に近似した蛍光性

硬化物の色調安定性
（ E*）

紫外光照射

15

色調変化

当社従来製品

10

天然歯

肉眼での
検出限界に近い

5

0 1

7

14

21

水中浸漬期間（日）測定条件：厚 さ0.25mm、70℃水 中 浸 漬 後、白背景で測定硬化物

28
測定装置：分光色差計 SE6000（日本電色）、光源：D65/2

クラレノリタケデンタル（株）撮影条件により異なります。

クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

ユニバーサルを中心とした5つのシェードバリエーション
ブリーチ
明

性

度

透明

● ジャケット● ラミネートベニア● 接着ブリッジ● 金属色マスキング

オペーク

クリア

● ラミネートベニア●レジンコア

クラウン

性
遮蔽

彩度

ユニバーサル（化学重合型）

POINT● インレー● アンレーブラウン
厚さ： 0.25mm「パナビア® ベニア LC」は、オペーク以外の4色のシェードバリエーションです。

10高透光性ジルコニアによる前歯補綴への適用

Case 1

臨床写真提供：高輪歯科 加藤 正治 先生（東京都港区開業）
クラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着

詳しくは、添付文書をご確認ください。

支台歯形成後補綴装置

トライイン ペースト注入

試適

硬質レジン前装ブリッジ脱離、ともに生活歯「ノリタケ カタナ® ジルコニア」のHT12をフレームとし作製したPFZブリッジ

セット後の色調を事前に確認

色調確認後、補綴装置及び歯面を十分に水洗使用用途1）

補綴装置の前処理

補綴装置の前処理

支台歯の前処理

ペーストの塗布

サンドブラスト処理し（0.3~0.4 MPa）、
2分間超音波洗浄、乾燥「クリアフィル® セラミック プラ
イマー プラス」の塗布、
エアブロー「パナビア ® V5 トゥースプラ
イマー」を20秒処理、
エアブロー「パナビア ® V5 ペースト」
ユニバーサルを塗布

装着

光照射

最終硬化

装着後、余剰セメントを
ガーゼ、小筆等で除去

マージン部を含む
全体に光照射

3分間保持

関連製品

管理医療機器

歯科切削加工用セラミックス

管理医療機器ノリタケ カタナ® ジルコニア

歯科用陶材

セラビアン® ZR

医療機器認証番号：223AFBZX00185000

医療機器認証番号：223AFBZX00161000

11パナビア ® V5

「パナビア ® V5」の 特長

高接着−優れた接着力−
歯質接着力を追求し、当社従来品から大幅に象牙質接着性を向上させました。
接着ブリッジ、ポスト、コアの接着 等、
高い接着力が求められる用途にもお使いいただけます。
咬合「パナビア® V5」は、当社従来品を凌駕す
る、歯質、特に象牙質に対する接 着力を示します。
引張接着力もせん断接着力も高いため、咬合などでたわみやすい補綴装置や脆性補綴装置の接着、また維持形態の取りにくい場合にも適しています。

接着力が弱い場合

強固な接着により一体化

引張でもせん断でも安定な接着力

歯質への接着強さ（人歯せん断）（ MPa）

TC3000TC3000歯質への接着強さ（牛歯引張）

1.5倍

30
25

（MPa）

TC4000

TC4000

3倍

25

20

20

15

15
10

10

5

5

0

0
パナビア®
F 2.0

エナメル質

パナビア®
F 2.0

パナビア®
F 2.0

象牙質

エナメル質

測定条件： 人歯#1000研磨面（せん断）、牛歯#1000研磨面（引張）、被着面積3mmφ
マージン部へペンキュア2000で2方向から各10秒光照射（せん断）、化学硬化（引張）37℃水中に1日浸漬してサーマルサイクル後（4-60℃、3000回：TC3000、4000回：TC4000）、測定

パナビア®
F 2.0

象牙質

測定装置： オートグラフ AG-100kN（島津製作所）
ク ロ スヘッド ス ピ ー ド：1mm/min（せ ん 断）、
2mm/min（引張）クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

12

Case 2前歯接着ブリッジへの適用
臨床写真提供：近藤歯科クリニック 近藤 康弘 先生（岡山県倉敷市開業）

使用用途3）

接着ブリッジ、接着スプリントの接着

支台歯形成前

詳しくは、添付文書をご確認ください。

支台歯形成後欠損部は下顎右側側切歯、支台歯は右側下顎犬歯及び
右側中切歯

補綴装置

補綴装置の前処理

12 %金銀パラジウム合金と硬質レジン前装ポンティックによる前歯接着ブリッジ

サンドブラスト処理後、補綴装
置被着面に金属接着用プライ
マーを塗布、エアブロー「パナビア ® V5 トゥース
プライマー」を20秒処理、
エアブロー

ペースト塗布装着

エナメル質を「K エッチャント
シリンジ」で10秒処理、水洗、乾燥

唇側面から見える金属色を遮蔽するため「パナビア ® V5
ペースト」オペークを使用

装着後、余剰セメントを
ガーゼ、小筆等で除去

光照射

最終硬化

最終硬化後

マージン部を10秒光照射

3分間保持

最終硬化後の舌側面支台歯の前処理

支台歯の前処理POINT

オペークは化学重合型ですが、マージン部等最表層は光重合により硬化可能です。

13

根管象牙質に対しても高い接着力を発揮
根管象牙質は歯冠部象牙質と比べて脆弱であり、また根管洗浄剤使用後の歯質に対しては安定な接着力を得ることが難しく、臨床上高い接着力を得ることが困難な部位とされてきました。
「パナビア ® V5」では、根管象牙質に対する接着力についても当社
従来品と比べて大幅に改良されていることから、ポスト、コアの接着にも適しています。

根管象牙質に対するポスト引き抜き抗力

（ N）
200

2倍

150
100
50
0

パナビア® F 2.0

付属のエンド用ガイドチップ
により、根管への直接填入が可能です。

測定条件： 牛歯歯根部象牙質、窩洞サイズ：φ1.2mm、深さ5mm
ポスト：ADポストⅡ
マージン部へペンキュア2000で2方向から各10秒光照射
疑似根管を形成してポスト植立し、37℃水中に1日浸漬後、測定
測定装置： オートグラフ AG-100kN（島津製作所）
クロスヘッドスピード：0.75mm/min

クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

＜参考＞「パナビア V5」におけるADゲル法による接着力増強効果（コア、ポストの接着）
失活象牙質に対して、リン酸エッチング材／「ADゲル」
処理を施すと（ADゲル法）、接着力および接着耐久性が増強されます。

象牙質への接着強さ（人歯、せん断）（ MPa ）
30

37℃ 1日TC300037℃ 1日TC3000252015

測定条件： 人歯#1000研磨面、被着面積3mmφ、パナビア ® V5使用
マージン部へペンキュア2000で2方向から各10秒光照射
37℃水中に1日浸漬後（37℃1日）、または、
サーマルサイクル後（4-60℃、3000回：TC3000）、測定

1050

測定装置： オートグラフ AG-100kN（島津製作所）
クロスヘッドスピード：1mm/min

通常術式

ADゲル法

クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

14

ファイバーポストレジンコア（間接法）への適用

Case 3

臨床写真提供：山手通り歯科
使用用途5）

コア、ポストの接着

根管形成後

森田 誠 先生（東京都目黒区開業）

詳しくは、添付文書をご確認ください。

補綴装置の前処理

補綴装置の前処理

サンドブラスト後、2分間超音波洗浄、乾燥

リン酸エッチング5秒処理後、水洗、乾燥し、「クリアフィル ®

「パナビア® V5 トゥース
プライマー」を20秒処理、
エアブロー

歯質の前処理セラミック プライマー プラス」
を塗布、エアブロー

ペースト填入

装着

光照射

最終硬化

エンド用ガイドチップを使用して根管内に直接填入
識別性を持たせるため「パナビア® V5 ペースト」
ブリーチを使用

接着後、余剰セメントを
ガーゼ、小筆等で除去

マージン部に10秒光照射

6分間保持し、形成

POINT

付属のエンド用ガイドチップの使用により、根管内への直接填入が可能です。

関連製品
管理医療機器

歯科用支台築造材料

クリアフィル ® DCコア オートミックス® ONE（デンチン、ホワイト）●

Aペースト 8.9g（4.5mL）+Bペースト 9.0g（4.5mL） 1本

ミキシングチップ 20個● ガイドチップ（太） 10個●

ガイドチップ（細） 10個
医療機器認証番号：223ABBZX00086000●

高度管理医療機器

ADゲル●

容量：10mL

医薬品含有歯面処理材
管理医療機器1本

歯科根管用ポスト成形品

クリアフィル ® AD ファイバーポストⅡ

アプリケーター 5個
医療機器承認番号：20500BZZ01050000●（No.2、No.3、No.4、No.5、No.6）●

10本

医療機器認証番号：301ABBZX00019000

15パナビア ® ベニア LC「パナビア ® ベニア LC」の 特長
高接着−「パナビア ® V5」の高い接着性を継承−「パナビア® ベニア LC」は、「パナビア® V5」と同様に支台歯には「パナビア® V5 トゥースプライマー」、補綴装置には「クリアフィル ® セラミック プライマー プラス」を前処理材として使用し、歯質・各種補綴装置に対し高い接着力を示します。

人歯へのせん断接着強さ

補綴装置へのせん断接着強さ（サーマルサイクル3000回後）

エナメルTC3000（ MPa）（サーマルサイクル3000回後）

象牙質TC3000

（MPa）

35

40

30

35

TC3000

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

「パナビア® V5 トゥース プ
測定条件： 人歯#1000研磨面、被着面φ3mm 、ライマー」20秒処理・「パナビア® べニア LC」：被着体に「パナビア® べニア LC ペースト」
を圧接し、20秒光照射
・「パナビア® V5」：被着体に「パナビア® V5 ペースト」を圧接し、マージン部へ2方向から各10秒光照射
37 C水中浸漬1日後、サーマルサイクル負荷：4-60 C、3000回

測定条件： 被着面処理 ①#1000研磨、サンドブラスト処理（ジルコニア）、リ
ン酸エッチング処理（陶材、ガラス）②被着面φ5mm 、「クリアフィ
ル® セラミック プライマー プラス」による処理
被着体に「パナビア® べニア LC ペースト」を圧接し、20秒光照射
37 C水中浸漬1日後、サーマルサイクル負荷（4-60 C）3000回を測定

測定装置： オ ートグ ラフAG-100kN（島 津 製 作 所）クロスヘッドスピード
1mm/min

陶材

リチウムシリケート系 ジルコニア
ガラスセラミックス

測定装置： オートグラフAG-100kN（島 津 製 作 所）クロスヘッドスピード：1mm/minクラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

−良好な滑沢耐久性−

高審美

真球状シリカフィラー ・ナノクラスターフィラー ・X線造影性フィラー を
※1

※2

※3

高密度に配合しており、滑沢耐久性に優れ、歯ブラシ摩耗による光沢の減少を低減しています。

「パナビア ® ベニア LC ペースト」のフィラー

歯ブラシ摩耗試験による光沢度の変化
光沢度 80（%）
60

真球状シリカフィラー ※1● 垂れにくさとフロー性の両立● 優れた滑沢性と滑沢耐久性

40

ナノクラスターフィラー ※2

200● 主に糸引きの低減に寄与

010,000 20,000 40,000
歯ブラシ摩耗回数

1μm

X線造影性フィラー ※3※1 球状微粒子シリカ ※2 表面処理シリカ系マイクロフィラー
測定条件： 試験片φ10mm、厚み2mm。
※3 フッ化イッテルビウムを示します。
#1000から＃3000の耐水研磨紙にて表面を平滑化の後、ラッピングフィルム(3μｍ、ピンク)で最終研磨を行い研磨面の初期光沢度を60%前後の状態に研磨・歯ブラシ摩耗（荷重250g、30回ストローク/分、10wt%歯磨剤を用いて40,000回後の光沢度を測定※）※光沢計VG 2000（日本電色工業）を用い、角度60 で測定
クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

MORE「パナビア ベニア LC」は光重合タイプのため、アミンを含む化学重合触媒は使用しておらず、色調安定性に優れています。
16

Case 4

ラミネートベニアへの適用
臨床写真提供：鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座 佐藤 洋平 先生
i - Dental Lab 伊原 啓祐 先生

補綴装置

補綴装置の試適、清掃

補綴装置の前処理「ノリタケ カタナ® ジルコニア」のSTMLに一層レイヤリングを行ったラミネートベニア技工物

試適後、血液・唾液などの接着阻害物質を「カタナ ®
クリーナー」にて清掃「クリアフィル ® セラミック
プライマー プラス」を塗布、エアブロー

支台歯の前処理

支台歯の前処理

ペースト塗布・装着

最終硬化

歯 面 清 掃 後エナメル 質 に「Kエッチャント シリンジ」で10 秒
処理、水洗、乾燥「パナビア® V5 トゥース

「パナビア® ベニア LC ペースト」

光照射にて最終硬化

支台歯形成後プライマー」で20秒処理、
エアブロー

POINT

関連製品

クリアを塗布し、補綴装置を圧接、小筆等で余剰ペーストを除去。

「パナビア ® ベニア LC ペースト」は、塗布時は適度なフロー性があり、装着時は垂れにくい、バランスの良いペースト性状です。

接着阻害物質を浮かせて流す！

リン酸エステル系モノマー「MDP ®」と塩基性成分から形成される塩(MDP塩)の界面活性作用と、こすり塗りによる物理的作用により、血液や唾液、仮着材・仮封材の残留物を除去し、汚染による接着阻害リスクを低減します。

また、弱酸性のため、口腔内（窩洞・支台歯）にもお使い頂けます。

試適後の唾液の除去に…

30

カタナ クリーナー

単品 4mL
医療機器認証番号：301ABBZX00015000●

仮着材の除去に…

「ノリタケ カタナ ジルコニア」HT に対する「パナビア V5 」のせん断接着強さ（人工唾液汚染）

（MPa）
40

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料（歯科金属用接着材料、歯面処理材）

仮着材

清掃後

清掃で

接着強さを
向上！

20
10
0

100 μm

汚染なし 人工唾液汚染 「カタナ クリーナー」（1分浸漬後）
清掃後（10秒以上こすり塗り・水洗）

100 μm測定条件： 被着面：牛歯＃1000研磨面に、仮着材（ポリカルボキシレート系）を用いTEK（即時重合レジン製）を仮着。37℃、湿度95%で1週間保管後、TEKを取り外し、超音波
スケーラーで仮着材除去、清掃前後をSEMで観察。

測定条件： 被着面：＃1000 研磨面をサンドブラスト処理、
被着面積Φ5mm、37℃水中保管1日後測定

クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

17

パナビア ® V5

「パナビア ® V5」使用ステップの 概要
使用用途1）

クラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着使用用途2）

ラミネートベニアの接着使用用途3）

接着ブリッジ、接着スプリントの接着通法にしたがい仮封材、仮着材の除去、窩洞、支台歯の清掃、防湿を行ってください。必要に応じて「パナビア V5 トライイン ペースト」
による試適・水洗除去を行ってください。
（「カタナ ® クリーナー」による窩洞・支台歯の清掃も可能です）

補綴装置の前処理

5秒

・シリカ系ガラスセラミックス
・歯科用陶材

必要に応じてサンドブラスト※

・無機物フィラーを含む
レジン系材料（「カタナ
アベンシア ブロック 2」等）

リン酸エッチング5秒処理、水洗、乾燥

・ジルコニア等の金属酸化物（「ノリタケ カタナ
ジルコニア」等、金属）「クリアフィル セラミック
プライマー プラス」の塗布、
エアブロー

サンドブラスト処理※※アルミナ粒子径及びサンドブラストの圧力は添付文書に従ってください。

支台歯の前処理20 秒
10 秒

歯質、レジンコア、メタルコア

未切削エナメル質、
エナメル質に接着の維 持を求 め る場 合
（ラミネートベニア、
接着ブリッジ等）「パナビア V5
トゥース プライマー」を20秒処理、エアブロー

リン 酸 エッチング10秒
処理、水洗、乾燥補綴装置の装着

10 秒
3分
余剰セメントをガーゼ、小筆等で除去「パナビア V5ペースト」を塗布操作時間（23℃）

操作時間（37℃）
60秒（「パナビア V5 トゥース プライマー」と接触した場合）

POINT

3分間保持※し最終硬化

3-5秒

補綴装置を装着

2分

マージン部に10秒光照射※光を透過する補綴装置の場合は10秒光照射
ただし、オペークは光照射での最終硬化は行えません。

余剰セメント1か所につき3-5秒光照射＊半硬化した余剰セメ
ントを探針等で除去＊ オペークの場合は、ガーゼ、小筆等により除去すること。

装着後、速やかに余剰セメントを除去してください。

（接着力が非常に高いため、余剰セメントが除去しにくくなる恐れがあります。）

18パナビア ® ベニア LC「パナビア ® ベニア LC」使用ステップの 概要通法にしたがい、仮封材・仮着材除去、窩洞、支台歯の清掃、防湿を行ってください。必要に応じて「パナビア V5 トライイン ペースト」
による試適・水洗除去を行ってください。
（「カタナ ® クリーナー」による窩洞・支台歯の清掃も可能です。）

補綴装置の前処理※使用可能な補綴装置の素材・厚みは、下表をご確認ください。

5秒・シリカ系ガラスセラミックス
・歯科用陶材

必要に応じてサンドブラスト※

・無機物フィラーを含む
レジン系材料（「カタナ
アベンシア ブロック 2」等）

リン酸エッチング5秒処理、水洗、乾燥

・ジルコニア等の金属酸化物（「ノリタケ カタナ
ジルコニア」等）「クリアフィル セラミック
プライマー プラス」の塗布、
エアブロー

サンドブラスト処理※

支台歯の前処理10 秒

エナメル質※にリン酸エッチング10 秒処理、
水洗・乾燥

20 秒

「パナビア V5
トゥース プライマー」を
20 秒処理後、エアブロー※象牙質には塗布しないでください。

補綴装置の装着

余剰ペーストをガーゼ、小筆等で除去「パナビア ベニア
LC ペースト」を塗布

1秒

補綴装置を装着

余剰ペースト1か所につき1秒以内の光照射

光照射（※表参照）
にて最終硬化
半硬化したペーストを探針等で除去

各補綴装置の光照射時間
使用可能な
補綴装置の
厚み

併用する材料及び色調

歯科重合用光照射器（光量）
高出力LED照射器

ラミネートベニア修 復

シリカ系ガラスセラミックス、歯科用陶材

BLシェード、A1、A2、A3、A3.5、B1、B2
その他の色調無機物フィラーを含むレジン系材料
ノリタケ カタナ ジルコニア STML/UTML/YML、
カタナ ジルコニア ブロック STML

全ての色調

ノリタケ カタナ ジルコニア STML/UTML、カタナ ジルコニア ブロック STML

全ての色調

ハロゲン照射器

照射時間

2.0 mm未満
1.2 mm
未満

10秒
3秒 3回
又は
5秒 2回

インレー 、アンレー 修 復

シリカ系ガラスセラミックス、
無機物フィラーを含むレジン系材料、歯科用陶材

LED照射器（1500mW/cm²以上）（1000〜1400mW/cm²以上） （400mW/cm²以上）

20秒

20秒

照射時間

2.0 mm未満
1.2 mm
未満

3秒 3回
又は
5秒 2回

10秒

20秒

＊ジルコニア等の金属酸化物は十分な透光性を有しない為、「ノリタケ カタナ® ジルコニア」のSTML/UTML/YML及び「カタナ® ジルコニア ブロック」のSTMLの厚さ1.2mm未満以外は使用できません。

19

製品構成
管 理医療機器
歯科用セメントキット

医療機器認証番号 ： 226ABBZX00106000

コンプリートキット
●
●
●
●
●
●
●
●

スターターキット（ユニバーサル）

パナビア ® V5 ペースト（ユニバーサル）半量タイプ 4.2g（2.4mL） 1本
パナビア ® V5 ペースト（クリア）半量タイプ 4.2g（2.4mL） 1本●●

パナビア ® V5 ペースト（ブラウン）半量タイプ 4.2g（2.4mL） 1本
パナビア ® V5 ペースト（ブリーチ）半量タイプ 4.2g（2.4mL） 1本●●

パナビア ® V5 ペースト（オペーク）半量タイプ 4.2g（2.4mL） 1本
パナビア ® V5 トライイン ペースト（ユニバーサル）2.4g（1.8mL） 1本●●

パナビア ® V5 トライイン ペースト（クリア）2.4g（1.8mL） 1本
パナビア ® V5 トライイン ペースト（ブラウン）2.4g（1.8mL） 1本

パナビア ® V5 ペースト（ユニバーサル） 8.1g（4.6mL） 1本
パナビア ® V5 トライイン ペースト（ユニバーサル）2.4g（1.8mL） 1本

パナビア ® V5 トゥース プライマー 2mL 1本
クリアフィル ® セラミック プライマー プラス 2mL 1本

K エッチャント シリンジ 3mL 1本
付属品：ミキシングチップ（合着用）15個、ミキシングチップ（エンド用）5個、ガイド
チップ（エンド用細）5個、ニードルチップ（Ｅ）20個、アプリケーターブラシ（ファイン＜シルバー＞）50本、ディスポ小筆ブラシ（黒）50個、小筆ホル
ダー（黒） 1本、混和皿（FPN） 1個

パナビア ® V5 トライイン ペースト（ブリーチ）2.4g（1.8mL） 1本● パナビア ® V5 トライイン ペースト
（オペーク）2.4g（1.8mL） 1本●●●

パナビア ® V5 トゥース プライマー 2mL 1本
クリアフィル ® セラミック プライマー プラス 2mL 1本

K エッチャント シリンジ 3mL 1本● 付属品：ミキシングチップ（合着用）30個、ミキシングチップ（エンド●用）10個、ガイドチップ（エンド用細）10個、ニードルチップ（Ｅ）20個、アプリケーターブラシ（ファイン＜シルバー＞）50
本、ディスポ小筆ブラシ（黒）50個、小筆ホルダー（黒） 1本、混和皿（FPN） 1個

関連製品

ミキシングチップ（合着用）

管理医療機器 歯科用コンポジットレジンセメント

ミキシングチップ（エンド用）

パナビア® V5 ペースト●

（ ユニバーサル、クリア、ブラウン、ブリーチ、オペーク ）
医療機器認証番号：226ABBZX00102000●

管 理医療機器

●

20個

20個

ガイドチップ（エンド用細）Aペースト／Bペースト 8.1g（4.6mL） 1本●

20個

歯科用セメントキット

医療機器認証番号 ： 303ABBZX00060000
管理医療機器

関連製品

歯科用コンポジットレジンセメント

パナビア ベニア LC ペースト

医療機器認証番号：303ABBZX00035000（ユニバーサル、クリア、ブラウン、ブリーチ）● 各2.6g(1.5mL) 1本● アプリケーターチップ(16G) 5個

管理医療機器 歯科用色調適合確認材料

パナビア® V5
トライイン ペースト

（ ユニバーサル、
クリア、
ブラウン、
ブリーチ、
オペーク ）
医療機器認証番号：226ABBZX00103000●

2.4g（1.8mL） 1本

アプリケーターチップ（16G）●

管理医療機器 歯面処理材
管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料（歯科セラミックス用接着材料、歯科金属用接着材料） （歯科金属用接着材料）

パナビア® V5
トゥース プライマー

クリアフィル®
セラミック プライマー プラス
医療機器認証番号：
226ABBZX00105000● 容量 ： 4mL
1本

医療機器認証番号：
226ABBZX00104000●

容量 ： 4mL 1本

20

20個

管理医療機器 歯科用エッチング材

K エッチャント シリンジ
医療機器認証番号：
226ABBZX00089000●

容量 ： 3mL 1本インフォメーション「パナビア V5」、「パナビア ベニア LC」の情報は、こちらからもご確認頂けます。
● 最適な使用ステップをスマートフォンやPCで見たい方にセメンテーションガイド

こちらから
アクセス!

使用する接着材料と、補綴装置の素材、支台歯の素材を選択すると、最適な接着ステップが表示されるガイドツールです。

● 様々な使用ステップを冊子で見たい方に早わかりフローチャート「パナビア® V5」「パナビア® ベニア LC」によるセメント接着だけでなく、コンポジットレジン充填や支台築造のステップもイラストでわかりやすくまとめたフローチャートです。
冊子のご用命はこちら［電話］

クラレノリタケデンタルフリーダイヤル

0120-330-922

Webサイトからもご覧いただけます［ 問い合わせフォーム］● 最新の情報を知りたい方にクラレノリタケデンタル

こちらから
アクセス!

LINE公式アカウント
新製品の発売や製品リニューアルの情報をいち早くお届けしています。また、使い方や特長を動画でわかりやすく説明した
ショートムービーなどもご覧いただけます。

● 製品の添付文書情報
医薬品医療機器総合機構（PMDA）のサイト
をご確認ください。

21

参考文献
1) Y. Yoshida, K. Nagakane, R. Fukuda, Y. Nakayama, M. Okazaki, H. Shintani, S. Inoue, Y. Tagawa, K. Suzuki, J. De Munck, B. Van Meerbeek: J
Dent Res, 83 (6): 454-458, 2004
2) K. Yoshihara, N. Nagaoka, M. Inokoshi, T. Okihara, Y. Yoshida, B. Van Meerbeek: J Dent Res, 93 (Spec Iss C): 29, 20143) 吉原 久美子, 長岡 紀幸, 吉田 靖弘: 接着歯学, 32 (3): 159, 2014

学術研究報告○ 田上 温子、高橋 礼奈、二階堂 徹、田上 順次: 新規レジンセメント（HPC-100）の接着能について; 日本歯科保存学会2014年度春季学術大会（第140回）
プログラムおよび講演抄録集, 23, 2014
○ 入江 正郎、田仲 持郎、松本 卓也、武田 宏明、鳥井 康弘、吉山 昌宏: レジンセメントの象牙質接着性：Dual-cure vs. Self-cure; 日本歯科保存学会2014
年度春季学術大会（第140回）プログラムおよび講演抄録集, 92, 2014
○ 石井 亮、古宅 眞由美、大塚 詠一朗、利根川 雅佳、辻本 暁正、宮崎 真至、天野 晋、藤井 清一: 試作レジンセメント（HPC-100）の基本的接着特性; 日本歯科保存学会2014年度春季学術大会（第140回）プログラムおよび講演抄録集, 98, 2014
○ 飯田 祥与、入江 正郎、西川 悟郎、丸尾 幸憲、吉原 久美子、前田 直人、荒木 大介、萬田 陽介、皆木 省吾: レジンセメントの歯質接着性と曲げ特性に関する研究; 平成26年度（2014年度）日本補綴歯科学会中国・四国、関西支部合同学術大会 プログラム・抄録集, 43, 2014
○ 古澤 一範、河村 昌哲、小松 首人、松田 有之、小正 玲子、吉川 一志、山本 一世: 新規レジンセメント（HPC-100）の接着性について; 日本歯科保存学会
2014年度秋季学術大会（第141回）プログラムおよび講演抄録集, 109, 2014
○ 村田 卓也、前野 雅彦、小川 信太郎、久保田 佐和子、柵木 寿男、奈良 陽一郎: 新規接着性レジンセメントシステムの各種被着体に対する接着; 接着歯学,
32 (3): 163, 2014
○ 柳田 廣明、村口 浩一、嶺﨑 良人、村原 貞昭、峰元 里子、塩向 大作、迫口 賢二、門川 明彦、南 弘之: チタンとレジンセメントの接着; 接着歯学, 32 (3):165, 2014○ 村原 貞昭、柳田 廣明、峰元 里子、鈴木 司郎、嶺﨑 良人、南 弘之: 新規レジンセメントの象牙質に対する接着強さ; 接着歯学, 32 (3): 168, 2014
○ R. Radhakrishnan, N.C. Lawson, N. Xiang, L.C. Ramp, P. Beck, J. Burgess: Bond of Resin Cements to Tooth Substrates in Self-cureMode; IADR General Session, Boston, 2015, Abstract #102.
○ M. Irie, J. Tanaka, T. Matsumoto, Y. Maruo, G. Nishigawa, S. Minagi, D.C. Watts: Bonding Ability to Dentin of Resin-cement: Dual-cureSelf-cure; IADR General Session, Boston, 2015, Abstract #787.
○ T. Murata, M. Maeno, S. Ogawa, T. Maseki, Y. Nara, L. Dogon: Bonding of Latest Adhesive Resin Cement Systems to Various
Substrates; IADR General Session, Boston, 2015, Abstract #789.
○ N. Kashiki, M. Takei, H. Nakayama: Adhesive Property of a Newly Developed Resin Cement System “HPC-100” ; IADR General Session,
Boston, 2015, Abstract #795.
○ N. Xiang, N.C. Lawson, L.C. Ramp, P. Beck, J. Burgess: Color Stability of Amine-free Dental Cement; IADR General Session, Boston,
2015, Abstract #2339.
○ Y. Taira, A. Abe, K. Soeno, A. Shinohara, K. Yoshida, T. Sawase: Microtensile Bond Strength Between Four Resin Cements and Dentin;
IADR General Session, Boston, 2015, Abstract #3643.
○ A. Kawaguchi, M. Higashi, M. Matsumoto, J. Miura, A. Mine, H. Yatani: Eﬀects of Ultrasonic Cleaning and Etching on CAD/CAM Resin
Bonding; IADR General Session, Boston, 2015, Abstract #3661.
○ M. Higashi, A. Kawaguchi, M. Matsumoto, J. Miura, A. Mine, H. Yatani: Eﬀects of Sandblasting and Silanization on CAD/CAM Resin
Bonding; IADR General Session, Boston, 2015, Abstract #3662.
○ 入江 正朗、田仲 持郎、松本 卓也、武田 宏明、鳥居 康弘、吉原 久美子：セルフアドヒーシヴセメントの接着強さ：処理剤の併用効果；日本歯科保存学会
2016年度春季学術大会(第145回)プログラム及び講演抄録集，80，2016○ 林 健一郎、大竹 志保、大森 哲、根本 怜奈、浅野 良奈、力徳 史郎、三浦 宏之：新規加圧成形用セラミックスに対する接着性レジンセメントの引張接着強さ；
平成29年度(2017年)日本補綴歯科学会 プログラム・抄録集，246，2017○ 入江 正郎、岡田 正宏、武田 宏明、鳥井 康弘、松本 卓也：新規光重合型レジンセメントの歯質接着性の検討；日本歯科保存学会2021年秋季学術大会(第155回)プログラム及び講演抄録集，54，2021○ L．Hoﬀmann，A．Kessler，K．Kunzelmann：Three body wear of luting composites；IADR/AADR/CADR General Session，Vancouver, BC,
Canada，2019，Abstract#666○ SSMP．Aung，T．Takagaki，AK．Ko，S．Halabi，T．Sato，M．Ikeda，T．Nikaido，J. Tagami：Assessment of Dentin-resin Cement Interface
after Acid-base Challenge；IADR/AADR/CADR General Session，Vancouver, BC, Canada，2019，Abstract#691

22

● データは全てクラレノリタケデンタル株式会社測定です。条件などにより数値は異なります。●印刷のため実際の色調と異なる場合があります● 仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。●ご使用に際しましては添付文書を必ずお読み下さい。
●「パナビア F 2.0」 管理医療機器

歯科接着用レジンセメント 医療機器認証番号：224ABBZX00029000

製品・各種技術に関するお問い合わせ

製造販売元

クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

連絡先〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

ホームページ

販売元〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-4
常盤橋タワー
フリーダイヤル：0120-330-922●「パナビア」、「 クリアフィル」、「 MDP」及び「オートミックス」は株式会社クラレの登録商標です。
●「カタナ」及び「セラビアン」は株式会社ノリタケカンパニーリミテドの登録商標です。

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL.（06）6380-2525〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15
TEL.（03）3834-6161
お客様相談センター：0800-222-8020
http://www.dental-plaza.com
T678-05 05 ／ 2022