新製品－データアクイジション装置－

オムニエース RA3100

新たに4種の入力モジュールをラインナップ
全９種類の入力モジュールで、さまざまな計測シーンに対応します。
電圧･高電圧(±1,000V)･温度･ひずみ･加速度･パルス･制御信号のデータを同時に計測することができます。

■特長・仕様2ch ACひずみモジュール RA30-104

高感度のひずみ測定が行える入力モジュールです。ACブリッジ方式を採用し外来ノイズに強い計測が行えます。

項 目

規 格

2ch高電圧モジュール RA30-107±1,000Vの高電圧入力が可能なモジュールです。電圧波形または実効値の測定が行えます。

項 目

規 格

入力チャンネル数
2ch
入力コネクタNDIS4109コネクタ（変換ケーブル別売）
ブリッジ電圧（BV）
AC0.5V、AC2Ｖ、5kＨz 正弦波
120～350Ω
適用ひずみゲージ抵抗
ゲージ率2
平衡調整範囲、調整方式 10,000×10-6ひずみ以内、電子式オートバランス
最大レンジ
500×10-6ひずみ（BV=2V時）
非直線性±0.1% of RANGE 以内
周波数特性
DC～２kＨz±10％以内
その他
簡易ブリッジチェック
A/D分解能16bit

チャンネル数2ch
入力コネクタ
バナナ入力安全端子（専用入力ケーブル別売）
入力インピーダンス4MΩ
入力電圧±2 ～ ±1,000V
測定モード
電圧測定モード、実効値測定モード
測定レンジ
2～1,000V
実効値変換時間(実効値測定モード時） 高速:0.1s､ 中速:0.25s､ 低速:1s
A/D分解能16bit
最高サンプリング速度
1MS/s

2ch周波数モジュール RA30-1082ch加速度モジュール RA30-109

項 目
入力チャネル数
入力コネクタ
入力電圧

項 目
入力チャネル数
入力コネクタ
適応センサ
センサ供給電源
測定モード

最高サンプリング速度

100kS/s

入力されるパルス信号に対して、周期・回転数・パルスカウントなどの測定が行えます。測定結果として周期・回転数・パルスカウントなどデータと入力されるパルス信号が記録できます。

測定モード
測定信号

A/D分解能最高サンプリング速度

2ch
絶縁BNC
±1 ～ ±500V

規 格

周期:5u～100s､ 周波数:0～200kHz､ 回転数:0～1Mrpm､ パルス幅:2.5u～100s､ Duty:0～100%､ 電源周波数:50Hz/60Hz/400Hz､ 周波数
偏差:中心13Hz～13kHz､ パルスカウント:40k
カウント､ パルス積算:1～2Gカウント
4信号：2ch入力信号と2ch測定モード信号

12bit
1MS/s

最大許容入力電圧
対地間最大定格電圧±1,000Vpeak

AC/DC1,000V

CATⅡ、AC/DC600V CATⅢ

圧電式加速度変換器を使用し加速度･速度･変位の計測が行えるモジュールです。加速度･速度･変位の測定のほか、エンベロープ処理を行えるため軸受の異常を見つけることができます。

測定レンジ

規 格2ch
金属BNC
圧電式加速度変換器(電荷型, 電圧型)
4.2mA、22.5V
加速度、速度、変位
加速度:1m/s2 ~ 50km/s2
速度:10mm/s ~ 500m/s
変位:100μm ~ 5m

演算機能
実効値変換（応答時間） 高速：0.3s､ 中速：0.6s､ 低速：2.4s
エンベロープ処理（内容） BPF(1k ～ 20kHz) → 絶対値検波 →LPF(1kHz)
アンチエイリアシングフィルタ カットオフ周波数 20～40kHz、OFFTEDSIEEE 1451.4 class1 対応
A/D分解能16bit
最高サンプリング速度
1MS/s

BPF：バンドパスフィルタ、LPF：ローパスフィルタ

■価格
【本体】

オムニエース

品

名型 名RA3100【入力モジュール】品

2ch 電圧モジュール※１

名型 名

4ch 電圧モジュール※１2ch 高速電圧モジュール※１2ch 高電圧モジュール※22ch ACひずみモジュール※32ch 周波数モジュール※12ch 加速度モジュール

16ch ロジックモジュール※5

AVRA3100

商品コード

規格標準価格（税抜）

規格標準価格（税抜）

AVRA30-101

2ch、最大入力±500V、ｻﾝﾌﾟﾙ速度１MS/s、ｱﾝﾁｴﾘｱｼﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ付

RA30-103

AVRA30-103

2ch、最大入力±500V、ｻﾝﾌﾟﾙ速度20MS/s

RA30-102
RA30-107
RA30-104
RA30-108
RA30-106

RA30-105※1 絶縁BNCケーブル ワニグチ(RA30-507)をご使用ください。

AVRA30-102
AVRA30-107
AVRA30-104
AVRA30-108
AVRA30-109¥980,000

メモリ4GB、SSD搭載(256GB)、モジュール最大9ユニット搭載可能

RA30-101

RA30-109

2ch 温度モジュール※4

商品コード¥100,000¥150,000

4ch、最大入力±200V、ｻﾝﾌﾟﾙ速度１MS/s¥90,000

2ch、最大入力±1,000V、ｻﾝﾌﾟﾙ速度1MS/s、実効値変換可能¥175,000

2ch、パルス入力、最大入力±500V¥140,000¥220,000

2ch、最大ひずみ入力500με、ACブリッジ方式、ｆ特性 DC-2kHz
2ch、圧電式加速度変換器(電荷型, 電圧型)入力、モード:加速度･速度･変位、TEDS対応

AVRA30-106 2ch、熱電対または測温抵抗体を入力、更新ﾚｰﾄ 1.5ms/ 100ms/ 1s、 温度センサ接続コネクタ(RA30-555)付属
AVRA30-105

16ch（電圧 or 接点）¥210,000¥120,000¥80,000※2 高耐圧ワニグチクリップ(RA30-509-01) ,高耐圧接続ケーブル(RA30-509-02)をご使用ください。

※3 2ch ACひずみモジュール（RA30-104）には、ACブリッジ電源供給のため、リモート制御モジュール（RA30-112）が必要です。
NDISコネクタ(PRC03-21A10-7M)を接続するためにNDIS変換ケーブル(RA30-508)をご使用ください。

※4 2ch 温度モジュールに温度センサを取り付けるための温度センサ接続コネクタ(RA30-555)が付属されます。

※5 8ch ロジックケーブル（RA30-501、RA30-502、RA30-503）、端子台接続用ケーブル(RA30-504)をご使用ください。

【制御モジュール】
品

名

リモート制御モジュール※6型

RA30-112

名

商品コード

AVRA30-112

規格標準価格（税抜）

規格標準価格（税抜）

リモート制御、TRIG IN･OUT、2chACひずみモジュールへのブリッジ電源供給※6 リモート制御モジュールと他の機器を接続するためにリモート制御モジュール用ケーブル（RA30-505、RA30-506）をご使用ください。

【信号ケーブル関連】
品名

絶縁BNCケーブル（ワニグチ）

型

RA30-507

名

商品コード

AVRA30-507

絶縁BNC⇔安全ワニグチ（＋赤、－黒）、長さ２ｍ、RA30-101～103,108に接続

高耐圧ワニグチクリップ

RA30-509-01

AVRA30-509-01

高耐圧ワニグチクリップ、CATⅢ1,000V、赤･黒各１個/ch

高耐圧延長ケーブル

RA30-509-03

AVRA30-509-03

高耐圧延長ケーブル、長さ2m、CATⅢ1,000V、ﾊﾞﾅﾅｼﾞｬｯｸｰﾊﾞﾅﾅﾌﾟﾗｸﾞ、赤･黒各1本/ch

高耐圧接続ケーブル
信号ケーブルRA30-509-02
AS30-504

AVRA30-509-02
AVAS30-504

高耐圧接続ケーブル、長さ2m、CATⅢ1,000V、ﾊﾞﾅﾅﾌﾟﾗｸﾞｰﾊﾞﾅﾅﾌﾟﾗｸﾞ、赤･黒各1本/ch
金属BNC⇔金属BNC※8、長さ2m、インピーダンス 50Ω

NDIS変換ケーブル

RA30-508

AVRA30-508

ブリッジボックス、ひずみゲージ式変換器のNDISコネクタ(PRC03-21A10-7M)を接続するための変換ケーブルです。1ch用、長さ60cm

8chロジックケーブル（ミノ虫）RA30-502

AVRA30-502

ロジック入力用、先端ミノ虫クリップ(8ch)付き、長さ1.7ｍ、RA30-105に接続

8chロジックケーブル（ICクリップ）
8chロジックケーブル（丸形コネクタ変換）
端子台接続用ケーブル

リモート制御ケーブル（本体間接続用）
リモート制御ケーブル（バラ線）
温度センサ接続コネクタ
MDR20極端子台

RA30-501
RA30-503
RA30-504
RA30-505
RA30-506
RA30-555

AX-PCX-10S20

AVRA30-501
AVRA30-503
AVRA30-504
AVRA30-505
AVRA30-506
AVRA30-555

AX-PCX-10S20¥40,000¥14,000¥6,200¥6,600¥6,400¥3,500¥7,700

ロジック入力用、先端ＩＣクリップ(8ch)付き、長さ1.7ｍ、RA30-105に接続¥30,000

長さ30cm、1539Sからの出力をRA30-105に接続するための変換ケーブル¥12,000

長さ２ｍ、RA30-105、RA30-112に接続、先端にMDR20極端子台AX-PCX-10S20を取り付けて使用します。
長さ２ｍ、RA30-112に接続しRA3100本体同士を接続¥30,000¥15,000¥15,000¥9,000

長さ２ｍ（先端切りっ放し）、RA30-112に接続しRA3100本体を制御¥5,000温度センサの端子に取り付けるコネクタ、RA30-106に接続、２個/組¥8,000RA30-105、RA30-112の信号のIN/OUT用端子台

2023年6月