Teledyne FLIR 赤外線サーモグラフィーカメラ

モデル別仕様イメージセンサー

AX8

赤外線 / 可視一体型カメラ

赤外線 / 可視一体型カメラ

マシンビジョン向け

マシンビジョン向け
小型赤外線サーモグラフィーカメラ
非冷却マイクロボロメータ

非冷却マイクロボロメータ

非冷却マイクロボロメータ

17µm

17µm [A35 69°のみ34μm]

A50: 17µm / A70: 12µm

A50: 17µm / A70: 12µm

素子反応速度

通常12ms

赤外線画像解像度

80×60

FOV
フレームレート

対象温度範囲ー

通常12msーー

A38: 320×240

A35: 320×256

A50: 464×348

A50: 464×348

A65: 640×512

A70: 640×480 (VGA)

A70: 640×480 (VGA)

29° / 51° / 95°

29° / 51° / 95°

A68: 640×480
24° / 42°9Hz以下A38: 60Hz / A68: 30Hz

A35: 60Hz [69°のみ30Hz]/A65: 30Hz

30Hz

30Hz

固定

固定、アレンキー(六角棒スパナ)にて調整

固定、同梱のフォーカスツールで調整可能

固定、同梱のフォーカスツールで調整可能

固定、同梱のフォーカスツールで調整可能

A35: -25～+100℃, -40～+550℃-20℃～+175℃, ＋175～+1,000℃-20℃～+175℃, ＋175～+1,000℃

A65: -25～+135℃, -40～+550℃※A70にて-20℃～+250℃が追加※A70にて-20℃～+250℃が追加

29°: ＜35mK, 51°: ＜35mK,

29°: ＜45mK, 51°: ＜45mK,-10～+150℃＜0.10℃ (+30℃の場合)

Scene Range : -25～200℃<50mK @25°Cの周囲環境±2℃もしくは±2% (読取り値に対して)可視光画像解像度

A35: 13° / 25° / 45° / 69°※48°フォーカスー

A65: 25° / 45° / 90°＜50mK(+30℃の場合)±5℃もしくは±5% (読取り値に対して)

95°: ＜45mK (+30℃の場合)

95°: ＜35mK (+30℃の場合)±2℃もしくは±2% (読取り値に対して)±2℃もしくは±2% (読取り値に対して)※周囲温度+15～+35℃※周囲温度+15～+35℃

計測対象物温度0℃以上

計測対象物温度0℃以上

VGA (640×480)ーー

最大1280×960 (130万画素)

最大1280×960 (130万画素)

IP67

ー

IP40 (アクセサリのベースサポート搭載時)

IP66

IP66

54×25×95mm(コネクタ含む) / 125g

59×29×36mm / 67g

保護等級

主な機能

A50/A70
Smart Sensor

小型赤外線サーモグラフィーカメラ

17µm

寸法 / 重量

A50/A70
Image Streaming

小型・低価格

焦点面アレイ(FPA)、非冷却マイクロボロメータ

温度分解能

A35/A65

赤外線 / 可視カメラパッケージ

素子ピッチ

温度測定精度

A38/A68

FOV25°: 104.1×49.6×46.6mm / 210g

FOV25°: 107×67×57mm / 520g

● 4,800もの測定点を誇るインテリジェントな赤外線カメ ● 非常にコンパクトな設計● 選択可能な2種のモデルをラインナップ

ラ・可視カメラ● GigE Vision™規格に準拠● コンパクト設計でマシンビジョン環境への統合や ● 画像転送専用モデル● 堅牢なIP67ハウジング● GenICam™プロトコルをサポート● 最大で6つのエリアを計測 (アラーム機能付き)● FLIR Spinnaker SDK、Teledyne Sapera SDK、およ組み込みに最適● 赤外線、可視、およびスーパーファインコントラスト

びサードパーティのSDKと互換性あり（MSX）● GigE/PoE技術によりケーブル1本でデータ収集、電力供給が可能● ビデオをMPEG、MJPEG、H.264形式でストリーミング● GigE Vision™規格に準拠● 多彩な解析・アラーム機能● GenICam™プロトコルをサポート● イーサネットコネクター（M12）● 14ビット温度情報リニア出力● 電源、I/Oコネクター（M12）● 複数台のカメラが必要な場合や立体画像を撮影す● 赤外線カメラと可視カメラの一体型モデル

FOV25°: 107×67×57mm / 520g
● 赤外線カメラと可視カメラの一体型モデル● アラーム・解析機能内蔵モデル● 解像度・画角で6種のモデルから選択可● 解像度・画角で6種のモデルから選択可

最広角95度レンズをラインナップ

最広角95度レンズをラインナップ※ただし、95度レンズはMSX機能使用不可● 複数プロトコルをサポートするプラグ＆プレイ接続
GigE Vision, GenICam● 屋内・屋外使用に対応した保護等級仕様※ただし、95度レンズはMSX機能使用不可● 比類ないネットワーク接続性能
Modbus TCP, Ethernet/IP, MQTT,REST API, ONVIF (オプション)● 屋内・屋外使用に対応した保護等級仕様

る場合に同期が可能※ 69°は仕様が一部異なります。

ADSTECTeledyne FLIR 赤外線サーモグラフィーカメラ

A400/A500/A700

A400/A500/A700

A500f/A700f

Image Streaming

Smart Sensor

Advanced Smart Sensor

赤外線 / 可視一体型カメラ

赤外線 / 可視一体型カメラ

ハウジング付き赤外線 / 可視一体型カメラ

赤外線サーモグラフィーカメラ

非冷却マイクロボロメータ

非冷却マイクロボロメータ

非冷却マイクロボロメータ

非冷却マイクロボロメータ

素子ピッチ

A400: 17µm / A500: 17µm / A700: 12µm

A400: 17µm / A500: 17µm / A700: 12µm

A500f: 17µm / A700f: 12µm

17µm

素子反応速度ーーー

通常8ms

A400: 320×240 (QVGA)

A400: 320×240 (QVGA)

モデル別仕様イメージセンサー

赤外線画像解像度

FOV

A500: 464×348

A500: 464×348

A700: 640×480 (VGA)

A700: 640×480 (VGA)

14° / 24° / 42°14° / 24° / 42°

フレームレート
フォーカス

A615

A500f: 464×348

VGA (640×480)

A700f: 640×480 (VGA)
14° / 24° / 42°25°標準(オプションで7°/15°/45°/80°も選択可能)

30Hz

30Hz

30Hz

50Hz (100/200Hz windowing使用時)

ワンショットコントラスト、電動、手動

ワンショットコントラスト、電動、手動

ワンショットコントラスト、電動、手動

自動/手動 (駆動モーター搭載)

A400/A500: -20℃～+120℃, 0～+650℃,

A400/A500: -20℃～+120℃, 0～+650℃,

A500f: -20℃～+120℃, 0～+650℃,-40℃～+150℃+300～+1,500℃+300～+1,500℃+300～+1,500℃

A700: -20℃～+120℃, 0～+650℃,

A700: -20℃～+120℃, 0～+650℃,

A700f: -20℃～+120℃, 0～+650℃,+300～+2,000℃+300～+2,001℃+300～+2,000℃

14°: ＜50mK, 24°: ＜40mK,14°: ＜50mK, 24°: ＜40mK,14°: ＜50mK, 24°: ＜40mK,

42°: ＜30mK (+30℃の場合)

42°: ＜30mK (+30℃の場合)

42°: ＜30mK (+30℃の場合)±2℃もしくは±2% (読取り値に対して)±2℃もしくは±2% (読取り値に対して)±2℃もしくは±2% (読取り値に対して)※周囲温度+15～+35℃※周囲温度+15～+35℃※周囲温度+15～+35℃

計測対象物温度0℃以上

計測対象物温度0℃以上

計測対象物温度0℃以上

A700 42度レンズの1,800～2,000℃は、

A700 42度レンズの1,800～2,000℃は、A700f 42度レンズの1,800～2,000℃は、対象温度範囲

温度分解能

温度測定精度+100～+650℃+300～+2000℃＜50mK (+30℃の場合)±2℃もしくは±2% (読取り値に対して)±3℃もしくは±3% (読取り値に対して)±3℃もしくは±3% (読取り値に対して)±3℃もしくは±3% (読取り値に対して)可視光画像解像度

最大1280×960 (130万画素)

最大1280×960 (130万画素)

最大1280×960 (130万画素)

ー

保護等級

IP54 (アクセサリ使用でIP66)

IP54 (アクセサリ使用でIP66)

IP67

IP30寸法 / 重量

主な機能

FOV25°: 123×77×77mm / 820g

FOV25°: 123×77×77mm / 820g

515×177×229mm / 5.9kg

FOV25°: 222×73×75mm / 900g

● 赤外線カメラと可視カメラの一体型モデル● 赤外線カメラと可視カメラの一体型モデル● 堅牢なハウジングに覆われた赤外線カメラと可視カメラの一体型モデル● 640×512ピクセルのクリアな熱画像● 画像転送専用モデル● アラーム・解析機能内蔵モデル● 解像度・画角で6種のモデルから選択可● ナショナルインスツルメンツ、コグネックス、Matrox、MVtec、● 解像度・画角で9種のモデルから選択可● 解像度・画角で9種のモデルから選択可● 可視光カメラ用の白色LEDは使用不可● 可視光カメラ用の白色LED付き● 可視光カメラ用の白色LED付き● アラーム・解析機能内蔵の先進仕様専用モデル

Stemmer Imagingなどの一般的なマシンビジョンのソフトウェアで、プラ● 複数プロトコルをサポートするプラグ＆プレイ接続● 比類ないネットワーク接続性能● 比類ないネットワーク接続性能

GigE Vision, GenICam● 屋内・屋外使用に対応した保護等級仕様● 別売のFLIR Screen-EST対応で、スクリーニング用途としても利用可

Modbus TCP, Ethernet/IP, MQTT,● 過酷な屋外使用に対応したIP67の保護等級仕様

REST API, ONVIF (オプション)● -30～50℃の温度に耐えられる保護筐体● 屋内・屋外使用に対応した保護等級仕様● 別売のFLIR Screen-EST対応で、スクリーニング用途としても利用可

記載した製品を輸出するには、米国務省の許可が必要な場合があります。米国の法律に反する転用は禁止されています。画像は参照目的でのみ使用されています。
Teledyne FLIR LLC仕様は予告なく変更されることがあります。
詳細はウェブサイト (https://www.flir.jp/)をご覧ください。
製品保証はメーカー出荷より1年間となります。
弊社は、本掲載製品の使用または使用不能により発生したいかなる損害 (逸失利益、機会損失等を含みますがこれに限らないものとします)もその責を一切負わないものとします。
赤外線サーモグラフィは、消防法に基づいた火災検知装置ではありません。
また、赤外線サーモグラフィは、火災を直接防止する機能を有しているわけではありません。
温度異常をモニタリングすることによる補助機能としてご使用ください。
赤外線サーモグラフィは人命・財産に直接影響を及ぼす用途では使わないでください。

※A400/A500/A700の動作温度は-20～40℃(アクセサリ使用時は-20～50℃)

グ・アンド・プレイに使用可能● GigE Vision™規格に準拠● GenICam™プロトコルをサポート● 16ビット温度情報リニア出力● ウィンドウイング (オプション)

ADSTEC

作成元:
株式会社エーディーエステック〒273-0025
千葉県船橋市印内町568-1-1
電話: 047-495-9070
FAX: 047-495-8809
更新日: 2023/5