高 速 デ ジ タ ル 指 示 計
MODEL

ＤＬＳ－ ５０３７

取 扱 説 明 書

ST

CZ GROSS AZPT HOLDDLS-5037

*
FUNC

HOLD

AZ
R

*
DISP
SEL N/G
1

3
4
2
SET POINT

LO

GO

HI

AZ

ESC

TOYO SOKKI

東洋測器株式会社
本社

横浜市港北区新羽町９６ ４－２４Ｔ ＥＬ ０４５－５４０－８３５ ３
Ｆ ＡＸ ０４５－５４４－８３５ ４

MA4 -00234-R1(2016/1)

－－

目

次

－－

頁
§ １ ． 概 要 ----------------------------------------------------------------------------4§ ２ ． 機 器 の据付 お よび 接 続 方法 -----------------------------------------------------------5
２ － １ ． 機 器 の据 付 環 境等 ------------------------------------------------------------- 5
２ － ２． 安定 な 測 定系 を 得 るた め に は ---------------------------------------------------- 5§ ３ ． 外 観 および 各 部名 称 -----------------------------------------------------------------6
３ － １． 本体 外 観 図 -------------------------------------------------------------------- 6
３ － ２． 各部 名 称 ---------------------------------------------------------------------- 6§ ４ ． 機 能 説明---------------------------------------------------------------------------9
４ － １ ． 計 量 モ ー ド ------------------------------------------------------------------ 9
４ － ２ ． フ ァ ン ク シ ョ ン モ ー ド ------------------------------------------------------ 12
４ － ３ ． テ ス ト モ ー ド --------------------------------------------------------------- 13§ ５ ． 操 作 方法--------------------------------------------------------------------------14
５ － １ ． フ ァ ン ク シ ョ ン 設 定 -------------------------------------------------------- 14
５ － ２ ． 積 算 目 標 表 示 --------------------------------------------------------------- 14
５ － ３ ． バ ー グ ラ フ 表 示 ------------------------------------------------------------- 15
５ － ４ ． パ ー セ ン ト 表 示 ------------------------------------------------------------- 15
５ － ５ ． 単 位 変 換 表 示 --------------------------------------------------------------- 16§ ６ ． 校 正 方法--------------------------------------------------------------------------17
６ － １． キャ ル ロ ック
[ESC] -------------------------------------------------------- 17
６ － ２ ． 実 荷 重に よ る 校正 ------------------------------------------------------------ 17
６ － ３． 等価 入 力 によ る 校 正 ----------------------------------------------------------- 18§ ７ ． オ プ ション （ 工場 出 荷 時指 定 ） ------------------------------------------------------19
７ － １． ４～ ２ ０ ｍＡ 電 流 出力 (OP-1) ／ ±１０Ｖ電圧出力 (OP-2)[dA oUt] --------- 19
７ － ２． ＲＳ － ２ ３２ Ｃ (OP-3) ／ ＲＳ－４８５ (OP-7)[SEriAL] ------------------- 20
７ － ３． ＢＣ Ｄ 出 力 (OP-6)[bCd] -------------------------------------------------- 22§ ８ ． フ ァ ンクシ ョ ン--------------------------------------------------------------------24
８ － １． 基本 操 作 「 Func」 ----------------------------------------------------------- 24
８ － ２． 機能 設 定 「 Func」 ----------------------------------------------------------- 24
８ － ３． コン パ レ ータ 設 定 「 ComP」 --------------------------------------------------- 25
８ － ４． 外部 出 力 設定 「 OUt」 -------------------------------------------------------- 26
８ － ５． 外部 入 力 設定 「 In」 --------------------------------------------------------- 26
８ － ６． アナ ロ グ 出力 設 定 「 dA oUt」 ------------------------------------------------- 26
８ － ７． シリ ア ル 通信 設 定 「 SEriAL」 ------------------------------------------------- 27
８ － ８． BCD 出 力 設定 「 bCd」 -------------------------------------------------------- 28
８ － ９． はか り の 動作 設 定 「 F.CAL」 -------------------------------------------------- 28
８ － １０ ． はか り の校 正 「CAL」 ------------------------------------------------------ 29§ ９ ． テ ス トモー ド----------------------------------------------------------------------31
９ － １． 基本 操 作 --------------------------------------------------------------------- 31
９ － ２． テス ト 項 目 ------------------------------------------------------------------- 31§ １ ０ ． 異 常時の 対 処 方法 ---------------------------------------------------------------33
１ ０ － １ ． 基 本 的な 点 検 項目 ---------------------------------------------------------- 33
１ ０ － ２ ． 校 正 時の 注 意 点 ------------------------------------------------------------ 33
１ ０ － ３ ． 異 常 な表 示 を 行っ て い る場 合の 対処 方法 -------------------------------------- 33
１ ０ － ４ ． 本 器 の故 障 で ある か の 判断 -------------------------------------------------- 33
１ ０ － ５ ． セ ン サ ー ( ロ ード セ ル)の確 認 ----------------------------------------------- 33§１ １ ． 仕 様 --------------------------------------------------------------------------35
１ １ － １ ． A/D 変換 部 ---------------------------------------------------------------- 35
１ １ － ２ ． 表 示 部 ------------------------------------------------------------------- 35
１ １ － ３ ． 零 点 ・感 度 校 正 ------------------------------------------------------------ 35
１ １ － ４ ． I/O 部 -------------------------------------------------------------------- 36
１ １ － ５ ． オ プ ショ ン ---------------------------------------------------------------- 36
１ １ － ６ ． 総 合 -------------------------------------------------------------------- 37§ １ ２ ． 型 式一覧 、 附 属品 ---------------------------------------------------------------38
１ ２ － １ ． 型 式 ---------------------------------------------------------------------- 38
１ ２ － ２ ． 附 属 品 -------------------------------------------------------------------- 38- 2 -MA4-00234-R1

§ １ ３ ． 端 子配列 -----------------------------------------------------------------------39
１ ３ － １ ． 端 子 配列 ------------------------------------------------------------------ 39§ １ ４ ． 外 形寸法 図 ---------------------------------------------------------------------41§１ ５ ． 機能 ブ ロッ ク 図 ------------------------------------------------------------------41※ こ の取 扱 説明 書 の内 容 はプ ロ グラ ム バー ジ ョン 『 P2.00』 以降 に 適合 し ます 。

- 3 -MA4-00234-R1

§１ ． 概要

本器は充填 ・油圧 ・トル ク等の高 速制御 を必要 とす るシステムに最適なひず みゲージ 式トランスデューサ専用 の高速 サンプ リング型 デジタ ル指示 計で す。
毎秒2000回のサン プリングと12通りのア ナログフィルタにより、入力信号に最適な応答特性を容易に選択する ことが できま す。
サブ表示機 能とし て、風 袋値やプ リセッ ト風袋 値、 積算値、ホールド 値の表示に加え、計量 値が何パーセント に相当 するか バーグラ フや数 値で表 した り、別の単位や個 数に変換して表示する ことが出来ます。
上 ／ 下限 動 作 とLO/GO/HIの ウ ィ ン ド コン パレ ータ 機能 や動作状 態を 知らせる 合計6点の外部出力と制御用入力6点 を備えていま す。
オプション として 、4～20mA電流出力 、±10V電圧出力、RS-232C／485、BCD出力を用意しています。
使用電源はAC100～240Vの他、DC24V(工場出荷時指定)にも対応しています。

- 4 -MA4-00234-R1

§ ２ ． 機器の据 付およ び接続 方法
２ － １ ． 機器の据 付環境 等
1） 本器の使用 温度範 囲は-10℃～40℃です。 直射日光の当らない場所ま た、結露しない 場所に設置して下さ い。
2） 本器はAC100V～240V(標準)またはDC24V(オプション)の電源で動 作します。 AC電源仕様で電 源
事情の悪い場合は 、定電 圧トラン ス等の 使用をお勧めします。
3） 本器はパネ ルマウ ント構 造となっ ています。 付属の取り付け金具を使用し て取り付 けて下さい。
4） 端子台は7.62mmピッチ圧 着端子用 の端子台です。幅6mm迄のM3用圧着端子を使用して結 線して下さい。
5） 各 ケ ー ブ ル の シ ー ル ド は 本 器 ま た は 各 接 続 計 器 の い ず れ か 一 方 で 接 地 し て く だ さ い 。

２－２． 安定な測 定系を 得るた めには
ひずみゲー ジ式の センサ ー（ロ ードセル や圧力計など）を直流アンプで増幅して他の機器につなぐと場合によ り値が フラつ いたり、 シフトしたりする事があります。
（シフト：値 がずれる）
ﾛｰﾄﾞｾﾙ

制御機器(PLC など)

ﾛｰﾄﾞｾﾙ･ｱﾝﾌﾟ(DLS-5037 など)

図１
この原因は 、セン サー部 分と、ア ンプ部分の基本電位が異なる大きさで振れている事が大半です。
一般の商用 電源（AC100V）から回 り込んでくる誘導です。

図２
この症状の 改善に は、図 ２の様 にセンサ ー側の対象物（またはセンサーそのもの）と、測定側のアース端子を 確実に 接続す る事がも っとも効果的です。
測定側のア ース端 子が見 つからな い場合、そのボディーの金属部分のネジをゆるめて、そこに接続するなど、 何かの 方法で 電位を合 わせると良いでしょう。
センサーと アンプ が遠く 離れてい る場合、それぞれのボディを近くの大地に接地する事で改善す る
事もありま すが、 あまり 遠いと大 地の電位が大きく違っていて、効果が得られない事もあります。
その様な場 合でも 、図２ の接続で 改善出来ます。

- 5 -MA4-00234-R1

§ ３ ． 外観およ び各部 名称
３－１． 本体外観 図

○
3

○
1
ST

CZ GROSS AZ○
5PT HOLD

○
9

HOLD

DISP
SEL

○
2

LO

GO

HI

○
11

○
12 ○
13 ○
14

○
8

AZ
AZ
R

*

2
3
4
SET POINT○7

DLS-5037

*
FUNC

1

○
6

N/G

ESC

TOYO SOKKI

○
4

○
10

○
15

３－２． 各部名称① メイン表示
計量値を表 示しま す。
各種設定を 行う時 は、項 目を示す ガイド表示となります。
② サブ表示DISP SEL キイを押 す毎に表 示内容 が切り替わりま す。
表示順 ガイド表示
表示値
1
なし
消灯
2
tr.
風袋値
3
Pt.
プリセット 風袋値
4
T.
積算目標
5
t.
積算値
6
n.
積算回数
7
S-H.
表示ホール ド値
8P-H.
ピークホー ルド値
9b-H.
ボトムホー ルド値
10P-P.
ピークツー ピーク値
11
LvL.
バーグラフ
1つ
Pct.
パーセント 換算値
を
選択
Cv.
単位変換
各種設定を 行う時 は、項 目の設定 値を表示します。
③ 状態表示
はかりの動 作状態 をラン プの点灯 ／消灯により表します。
ST：計量値 が安定 してい る。
CZ：計量値 の零点 が表示の 1/4 目盛以内 にある。
GROSS：総量表 示中AZ：風袋引 中
PT：プリセ ット風 袋引中
HOLD：ホールド機 能動作 中*：ユーザ選択
表示内容は ファン クショ ンの「Func／ASt.dSP」設定で選択します。

- 6 -MA4-00234-R1

a) ゼロ付近b) ゼロトラッ ク範囲 内c) 積算中④ コンパレー タ判定 表示
SP1：設定値 1 の上／ 下限判 定結果
SP2：設定値 2 の上／ 下限判 定結果
SP3：設定値 3 の上／ 下限判 定結果
SP4：設定値 4 の上／ 下限判 定結果
LO：計量値 ＜ (基準 値－下 限値)
GO：(基準値－ 下限値) ≦ 計量値 ≦ (基準値＋上限 値)
HI：(基準値＋ 上限値) ＜ 計量値
コンパレー タの設 定は、 ファンク ションの「Comp」内の設定で選択します。
⑤ キイスイッ チ
FUNC：ファンクシ ョン設 定
1 秒間押し続け ると各種 設定動 作に移ります。
設定動作中 も計量 動作を 継続します。
ESC キイを押す と計量動 作に戻 ります。
設定動作中 は、設 定項目 の分類を行ない ます。
詳細は「フ ァンク ション 設定」の項目を 参照してください。
*／<：ユーザ選択
キイの機能 はファ ンクシ ョンの「Func／ASt.kEy」設定で選択します。
a) ZEro：1 秒間押 し続ける と総量(GROSS)のゼロ補正を 行ないます。
ESC キイと同時 に押すと 、ゼロ補正を 取り消し ます 。
ゼロ補正値 は電源 を切っても消えません。
b) total：加算動 作を行 ないます。
ESC キイと同時 に押すと、積算値および積算回数を 0 にリセットします。
加算条件を 設定し て、その条件を 満たしていな い時 に 2 秒間押し続けると直前の加算動作 を取り 消すこ ともでき ます。
積算値は電 源を切 っても 消えませ ん。
c) ttL.cLEAr：1 秒間押し続け ると直 前の加算動作を取り消します 。
ESC キイと同時 に押すと積算値 および積算回数を 0 にリセットします。
d) Cmp.cLEAr：コンパレ ータ出力のホールドを解除します。
e) Print：RS-232C／485 にデータを 1 回だけ出力します。
設定動作中 は、選 択桁の 移動または設定候補の選択を行ないます。
DISP SEL：サブ表 示切換
押す 毎に 、消 灯→ 風袋 値→ プリセット風袋値→積算目標→積算値→積算回数→表示ホール ド値 →ピ ーク ホー ルド 値→ボトムホールド値→ピークツーピーク値→重量換算 値の順に表示 内容が 切り替 わります。
重量換算値 の表示 内容は ファンクションの「Func／Unit」で選択し ます。
2 秒間押し続け ると消灯 します。
電源を切っ ても最 後に表 示していた項目を記憶しています。
HOLD／△ ：キイを 押す毎 にホール ド動作の開始 ／終 了動作を繰り返します。
2 秒間押し続け るとホー ルド動作を終了し、ホールド値をクリアします。
ホー ルド 動作 は、 表示 ホー ルド・ピークホールド・ボトムホールド・ピークツーピー
クホールド を同時 に行な いますので見たい表示を DISP SEL キイでサブ表示に選択してください。
設定動作中 は、項 目の選 択または設定値の変更を行ないます。
：サブ表示に プリセ ット風袋 値また は、積算目標 、重量換 算値を表示中に 1 秒間押し続けると設定動作に 入りま す。
設定動作中 は、設 定値を 記憶しま す。
N/G／▽：正味 量(NET)と総量(GROSS)の表示切換。
設定動作中 は、項 目の選 択または設定値の変更を行ないます。
AZ：1 秒間押し 続けると 風袋引 動作を 行ないます。

- 7 -MA4-00234-R1

AZR／>：1 秒間押し続け ると風 袋引動 作を解除します。
設定動作中 は、選 択桁の 移動または設定候補の選択を行ないます。
ESC：2 秒間押し続 けるとキ イロッ ク状態となり、キイ操作ができなくなります。
キイロック 中に 2 秒間押 し続ける ことでキイロ ック 状態を解除 します。
設定動作中 は、設 定中の 値の取り消しまたは設定動作から通常の計量状態へ戻ります。
⑥ ロードセル 入力端 子

SW1⑦ アナログフ ィルタA/D 変換する前 のセンサ ー入力 回路に 挿入されているフィルタです。
カットオフ 周波数 fc
SW2
L
ML
MH
H
×1
2Hz
20Hz
200Hz
1.8kHz
×2
4Hz
40Hz
400Hz
2.9kHz
×5
10Hz
100Hz
980Hz
4kHz
⑧ EXC：トランス デューサ印加 電圧切替
※使用中(校正 後)に切り 替えると 誤差の原因となりますので変 更しないでく ださい。
⑨ オプション 取付口
RS-232C(OP-3)、BCD 出力(OP-6)、RS-485(OP-7)の取り付け口です。
何れか 1 点のみ装 着でき ます。
⑩ CN1 I/O：外部入出力 用コネ クタ
コンパレー タ出力 や動作 状態出力 、制御用外部入力用のコネクタ端子です。
お客様自身 で相手 側コネ クタに配 線をして使用します。
⑪ A-OUT：アナロ グ出力オプシ ョン端子4～20mA 電流出 力(OP-1)、±10V 電圧出力(OP-2)用出力端子です。
どちらか 1 点のみ 出力で きます。
アナログオ プショ ンを指 定してい ない時は何も 接続 しないで下さい。
⑫ S-OUT：カレン トループシリ アル出力
弊社外部機 器接続 専用端 子です。
⑬ E：アース端子⑭ 電源端子指定されて いる電 源を接 続してく ださい。
直流電源の 場合は 極性を 間違えな いように注意してください。
⑮ パネルマウ ント金 具
本器を取り 付ける パネル を、フロ ントパネルとこの金具で挟んで固定します。

- 8 -MA4-00234-R1

§ ４ ． 機能説明
４－１．計量モード１） 最大表示ファンクシ ョンの 校正モ ードで設 定する最大表示「CAL／CAP」は、ロードセルへの過荷重を知らせるための 機能で す。
設定した値 を超え ると計 量値を点 滅して知らせ ます 。 但し、計量値 は継続して表示されま す。
また、最大 表示を 越えて いる間は 風袋引 きや積算機能が働きま せん。
２） 風袋引き[AZ][AZR]AZ キイを 1 秒間押 し続ける と計量 値を風袋値として記憶します。
風袋引き中 は AZ ランプが点 灯します 。
また、 AZR キイを 1 秒間押し続 けると 風袋引きを解除します。
風袋値は記 憶され ている ので電源 を切っても消えません。
３） ゼロ補正[＊]
ファンクシ ョンの 「Func／ASt.kEy」で＊キイの動作を“ZEro”に選択します。
＊キイを 1 秒間押 し続け るとゼロ 補正を行ない総量のゼロ点として記憶しま す。
また、 ＊ キイと ESC キイを同時に 押すとゼロ補正を解除します。
ゼロ補正の 有効範 囲は「F.CAL／Zr.Lmit」で最大表示の何パーセントまで有効にするか設定 します。
ゼロ補正値 は記憶 されて いるので 電源を切っても消えません。
４） 正味量／総 量切替[N/G]N/G キイを押す 毎にメイ ン表示 を正味 量(NET)表示と総量(GROSS)表示に切り替えます。
総量表示中 は GROSS ランプが点灯 します 。
５） プリセット 風袋引 き[P-tArE]
ファンクシ ョンの[Func／nEt]で“P-tArE”を設定し ます。
ファンクシ ョンの[Func／P-tArE]で風袋値を設定します。
設定範囲は-99999～+99999 です。
0 以外の値を設 定すると 、常時 風袋引 きがされます。
サブ表示に プリセ ット風 袋値を表 示している時に キイを 1 秒間押し続けることで変更することも出来ます 。
※プリセッ ト風袋 引き機 能とネッ ト演算機能はどちらか 1 つを選択し ます。
６） ネット演算[nEt]
予め、内容 量の分 かって いるもの を計量する時に使います。
ファンクシ ョンの[Func／nEt]で“P-nEt”を設定します。
ファンクシ ョンの[Func／P-tArE]で正味量を設定します。
設定範囲は-99999～+99999 です。
計量中に AZ キイを押 すと、計 量値か ら設定した正味量を引いた残りを 風袋値として記憶しま す。
※プリセッ ト風袋 引き機 能とネッ ト演算機能はどちらか 1 つを選択し ます。
７） ホールド[HOLD]a) 表示ホール ド：ホ ールド 動作を開 始した 時の表示値で固定しま す。
b) ピークホー ルド： ホール ド動作中 の最高 値を表示します。
c) ボトムホー ルド： ホール ド動作中 の最低 値を表示します。
d) ピークツー ピーク ：(ピーク 値)－(ボトム値)の差を表示します。
HOLD キイを 押す毎 にホール ド動作 の開始／終了を繰り返します。
ホールド動 作中は HOLD ランプが点灯 し、サブ表示にホールド値を表示します。
ホールド動 作は、表示ホー ルド／ ピークホールド／ボトムホールド／ピークツーピークの動作を- 9 -MA4-00234-R1

同時に行な います 。 DISP SEL キイを押してサブ表示に確認したいホールド値を表示させます。
ホールド値 をクリ アする には、HOLD キイを 2 秒間押し続けます。 また、電源を切る とホールド値は消去さ れます 。
８） サブ表示切 換[DISP SEL]DISP SEL キイを押 す毎に、 消灯 →風袋値→プリセット風袋値→積算目標→積算値→積算回数→
表 示ホ ー ル ド→ ピ ー クホ ー ル ド→ ボ ト ムホール ド→ ピークツーピーク→重量換算値(バーグラフ／パーセン ト／単 位変換) に切り替 わります。
DISP SEL キイを 2 秒間押し 続ける とサブ表示を消灯します。
重量換算機 能で表 示する 換算値は ファンクションの「Func／Unit」で選択します。
９） 重量換算[Unit]
メイン表示 の値を バーグ ラフやパ ーセント値で表したり、別の単位や個数に換算してサブ表示に表示するこ とがで きます 。
重量換算値 は、フ ァンク ションの 「Func／Unit」で以下の 3 種類から選択します。
a) LEvEL：バーグ ラフ表 示
メイン表示 の値が 登録し た値の何 ％にな るのかを 10 段階のバー グラフで表します。
LvL. ┏
10% ┏ ━ ━ ━ ┓50% ┏ ━ ━ ━ ┓60% ┏ ━ ━ ━ ┓100%┗━━━┛┛b) PErcEnt：パーセント 表示
メイン表示 の値が 登録し た値の何 ％になるのかを小数点以下 1 桁の数値で表 します。
c) ConvErt：単位変換表 示
メイン表示 の値を 登録し た値で除 算して換算し ます 。
１０） 積算[＊]加算操作の 動作条 件をフ ァンクシ ョンの「Func／ttL.cnd」で設定します。
１０－１） キイ操 作によ る加算
ファンクシ ョンの 「Func／ASt.kEy」で＊キイの動作を“totAL”に選択し ます。
＊キイを押 すと正味量を 積算値に 加算します。
フ ァン ク シ ョ ンの 「 Func／ ttL.cnd」 で加算条件を設定する と、その条件を満たしていない状 態の時に ＊ キイを 1 秒間押 し続けることで直前の加算動作を取り 消すことがで きます。
＊キイと ESC キイを同時 に押すと 積算値をクリアできます。
１０－２） 自動加 算
ファンクシ ョンの 「Func／ttL.cnd」の 6 桁目を“1”に設定します。
計量値がゼ ロ付近 以外で 安定する と自動的に加算を行ないます。
加算後は計 量値が ゼロ付 近に戻る まで次の加算動作を行ないません。
１０－３） 積算値 のクリ ア
加算動作を 自動加 算また は外部入 力信号による加算とした時に使います。
ファンクシ ョンの 「Func／ASt.kEy」で＊キイの動作を“ttL.cLEAr”に選択します。
＊キイを 1 秒間押 し続け ると直前 の加算動作を取り消します。
＊キイと ESC キイを同時 に押すと 積算値をクリアします。
１０－４） 外部入 力信号 による加 算
ファンクシ ョンの 「In」の設定で 、a) Add：加算b) CAncEL：加算取り 消しc) ttL-CLEAr：積算値ク リアを選択する と、外 部入力 による加 算動作 を行うことが出来ます。
１１） 積算目標表 示
予め目標値 を設定 してお くと、積 算値と計量中の正 味量を合わせた重 さと目標値との差を表示します。 また目 標値を 0 にする と、積算値に計量中の重さを合わせた 合計値を表示するので、加- 10 -

MA4-00234-R1

算後の重さ を予測 しやす くなりま す。
積算目標表 示(T.) ＝ (積算値 ＋ 正味量) － 目標値
加算動作を 行うと、計量 値がゼロ 付近に戻るまで変化しなくなります。
目標値の設 定は、 積算目 標表示中 に キイを 1 秒間押し続けることで 設定動作に入ります。
１２） ゼロ付近[nEAr-0]
計量台から 荷物が 降ろさ れて計量 が終わったと判断する範囲を指定し ます。
ファンクシ ョンの[Func／nEAr-0]でゼロからの範囲を設定しま す。
この機能は 、積 算機能 の自動加 算やコ ンパレータの判定範囲、コンパレータ出力のリセット、自動シリアル データ 出力な どの判断 条件に使います。
１３） コンパレー タ[ComP]
上／下限動 作のリ ミット コンパレ ータ 4 点と、HI/GO/LO のウィンドコンパレータ機能があります 。
また、コンパ レータ の判定 結果とし て 6 点を出力することが出来ます。 但し、SP4 と LO の判定
結果出力は どちら か一方 を選択し ます。 「OUt／SEL4」
コンパレー タの設 定値や 動作条件 はファンクションの「ComP」で選択します。
a) コンパレー タ上限 動作
出力 ON ：(定量値 －落差設 定値) ≦ 計量値
出力 OFF：計量 値 ＜ (定量値－落 差設定値 －ヒステ リシス設定値)
落差設定値
(-)

(+)
定量値

出力 ON
OFF

ヒステリシ ス設定 値b) コンパレー タ下限 動作
出力 ON ：計量 値 ≦ (定量値－落 差設定値)
出力 OFF：(定量値 －落差設 定値－ ヒステリシス設 定値) ＜ 計量値
落差設定値
(-)

(+)
定量値

出力 ON
OFF

ヒステリシス設定値c) 遅延時間
コンパレー タが上 ／下限 判定を行 ってか ら、外部出力を ON するまでの時間を遅らせるこ とができます。
「ComP／dLy」
遅延時間 ＝ 設定 値 × 0.5ms例）2000(設定値)× 0.5ms ＝ 1 秒d) HI/GO/LO ウィンドコ ンパレ ータ動作
LO ＜ (基準値－下限 値) ≦ GO ≦ (基準値＋上限値) ＜ HI
下限設定値 上限設定値
(-)

LO

GO

基準値

出力 ON
OFF

GO

HI

(+)

判定条件「ComP／Cond.0」で判定の保持(4,3 桁目を 1)を設定する時は、安定時のみ(1 桁目を- 11 -

MA4-00234-R1

1)と合わせ て使用します 。
１４） 外部出力[OUt]
外部出力と してオ ープン コレクタ 出力を 6 点用意しています。
出力内容は 、ファ ンクシ ョンの「Out」で選択します。
※各出力は 端子毎 にコン パレータ 判定結果と動作状態から選択します。

⑤⑥⑦

A側

⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

B側⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①⑧

DLS-5037(本 体 側 ピ ン 配 列)制御用(コンパ レータ)出力１５） 外部入力[In]
外部入力と してオ ープン コレクタ 入力を 6 点用意しています。
入力動作は 、ファ ンクシ ョンの「In」で 選択します。

DC12V

DLS-5037

2.2kΩ

①②③

A側

⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

B側⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①(本 体 側 ピ ン 配 列)④
外部指令入 力回路
１６） カレントル ープシ リアル 出力[SEriAL]
弊社製外部 機器専 用 I/F です。 ED-3020／3021(大型外部表示器)、EP-3030(プリンタ)と接続します。
内 部 回 路 と は ア イ ソ レ ー ト さ れ て お り 、外 部 機 器 と は 0～ 20m A カレントループ信 号 で 接 続されます。
ファンクシ ョンの 「SEriAL／CL. SEL」で出力データを選択します。
データの出 力周期 は、表 示書き 換え周期「F.CAL／dSP.cyc」に同期します。 但し、最大 60ms(約16 回／秒)１７） キイロック[ESC]
誤操作を防 ぐため にキイ ロック機 能があります。
キイロック 中に ESC キイ以外を押 すと『Lock』と表示され、キイ入力を受け付けません。 但し 、
外部入力は 受け付 けます 。
計量値表示 中に ESC キイを 2 秒間押し続ける毎にキイロック『Lock』とキイロック解除『UnLock』
を繰り返し ます。

４－２．ファンクションモード
各種設定を 行う項 目です 。
ファンクシ ョンモ ードへ 入るには 、計量動作中に FUNC キイを 1 秒間押し続けます。
ファンクシ ョン表 を参考 に設定し てください。

- 12 -

MA4-00234-R1

４－３．テストモード
指示計の動 作を確 認する ためにテ ストモード機能があります。
テストモー ド中は 表示や 外部入出 力動作が通常の計量中とは異なりますので、接続した外部機器に異常がない よう十 分注意 してくだ さい。
テスト モー ドは、 一旦 電源 を切 り キ イを押しながら電源を入れるか 、電 源投 入直後に キイを3回押すこと で入る ことが 出来ます 。 また、ファンクションの「Func／tESt」で または キイを1回押した後で キイ を3回押すこ とでも入ることが出来ます。

- 13 -

MA4-00234-R1

§ ５ ． 操作方法
５－１．ファンクション設定
ファンクシ ョンの 内容は ファンク ション表を参照してください。
ガイド表示
項目
操 作
1
(計量中)
ファンクシ ョンモ FUNC キイを 1 秒間押し続け る。
ード
2
Ｆｕｎｃ
FUNC キイを押す毎 に分類を 選択。
3(分類表示)
分類の選択
4(項目表示)
項目の選択、 キイを押す毎に項目を選択。
サブ表示に 設定値を表示。
5
設定値の変 更または キイを押す毎に候補値が替わ る。
(候補選択)
変更中は設 定値が点滅。
6
設置値の変 更または キイで変更する桁を選択。
(数値入力)
選択した桁 が点滅。

7
8
9
10
11

設定値の記 憶
(次の項目)
設定の中止
ファンクシ ョンモード終了

マイナスの設定ができる項目は 、最上 位桁の更に上位を選択す るか、最下 位桁の更 に下位を選択 すると
極性の選択 桁に移る。
または キイで数値または極性を変更 。
設定を変更 したら キイを押して 記憶。
『SEt』と表示し自動的に次 の項目へ 進む。
変更中に ESC キイを押すと元の値に戻る。
計量表示に 戻るまで、ESC キイを何度 か押す。

５－２．積算目標表示
積算目標表 示 ＝ (積算値 ＋ 正味量) － 目標値
ガイド表示
項目
操作
1
ＡＳｔ.ｋＥｙ
加算操作設 定ファンク ション の “Func／AStkEy”で“totAl”を(どちらか一方 で
設定する。
良い)
Ｉｎ
ファンクシ ョンの“In”で外部入力の 2 点に“Add”と“ttL-CLEAr”を設定す る。
(出荷時設定で入力 5,6 に指定)
2
ｔｔＬ.ｃｎｄ
加算動作指 定ファンクシ ョンの “Func／ttL.cnd”で加算 動作を指定し、計 量動作に戻る。
DISP SEL キイを押してサ ブ表示を積算目標 表示 に
3Ｔ.
サブ表示切 換切り替える 。
4
キイを 1 秒間押し続けて目標値設定動 作に入る。
5(設定値表示)
目標値設定
キイを使って目標値を設定する 。
6
キイを押して記憶させる。
7
Ｔ.
積算目標表 示マイナスの 目標値を表示。
8
荷物を載せ る
積載物の重 さを表示。
(計量開始)
積算目標表 示に(計量値－目標値)を表示。
＊キイまたは外部入力で 加算を行 う。
9
加算
積算値に上 記の正味量が入る。
10
荷物を降ろ す計量値は 0 になる。
積算目標表 示は(積算値－目標値)のまま。
11
荷物を載せ る
積載物の重 さを表示。
(次の計量)
積算目標表 示に(積算値＋計量値－目標値)を表示。
12
積算目標表 示が 0 になるまで 9～11 を繰り返す 。

- 14 -

MA4-00234-R1

13

計量終了

14

計量再開

＊と ESC キイの同時押し、または外部入力の積 算値
クリアで積 算値をクリアする。
積算目標表 示がマイナスの目標値になる。
目標値を変 更する場合は 4 から、同じ目標値の場合は 7 からの操作を繰り返す。

例）クレー ンを使 って計 量しなが らトラックの積載量を量る。
① 目標値とし て最大 積載量の 10t(10000kg)を設定する。
積算目標表 示＝-10000kg② 1 個目の荷物＝2000kg。
積算目標表 示＝-8000kg③ ＊ キイまた は外部入力で 加算動作
④ 2 個目の荷物＝3000kg。
積算目標表 示＝-5000kg⑤ ＊ キイまた は外部入力で 加算動作
⑥ 3 個目の荷物＝4000kg。
積算目標表 示＝-1000kg⑦ ＊ キイまた は外部入力で 加算動作
⑧ 4 個目の荷物＝1200kg。
積算目標表 示＝200kg
積算目標表 示が 200kg 超過してい るのでもっと軽い荷物に代え る。
加算動作を 行う前 であれ ば積算値 が確定しないので 計算し直す。
4 個目の荷物を 900kg に変更。
積算目標表 示＝-100kg⑨ 100kg の余裕を 残して計 量終了 。
また、目標 値を 0 にしてお くと、 積算値と計量中の重さの合計値を表示する ので、加 算前に積算値を予測 するこ とがで きます。

５－３．バーグラフ表示
10段階のバ ーグラフ表示
バーグラフ ＝ 計 量値 ÷ 100％設定値 × 10
ガイド表示
項目
操作
1
Ｕｎｉｔ
単位選択
ファンクシ ョンの “Func／Unit”で“LEvEL”を設定し、計量 動作に戻る。
DISP SELキイを押してサブ表示を重量 換算表示 に切
2
ＬｖＬ.
サブ表示切 換り替える。
3
キイを1秒間押し続ける。
4
Ｐｃｔ.
100％登録キイを使って100％(バーグラフが全点灯)になる値を 設定する。
5
キイを押して記憶させる。
6
ＬｖＬ.
計量動作に 戻る

５－４．パーセント表示
小数点以下 １桁(100.0%)で表示％ ＝ 計量値 ÷ 100%設定値 × 100.0
ガイド表示
項目
1
Ｕｎｉｔ
単位選択
42
3
4
5
6

Ｐｃｔ.

サブ表示切 換100%登録操作
ファンク ション の “Func／Unit”で“PErcEnt”を設定し、計 量動作に戻る。
DISP SELキイを押してサブ表示を重量 換算表示 に切り替える。
キイを1秒間押し続ける。
キイを使って100％になる値を設定する。
キイを押して記憶させる。

計量動作に 戻る

- 15 -

MA4-00234-R1

５－５．単位変換表示
変換値 ＝ 計量値 ÷ 変換係数
ガイド表示
項目
1
Ｕｎｉｔ
単位選択
2

Ｃｖ.

3
4

サブ表示切 換
変換係数登 録

5

6
7

ｄＰ.

変換結果の
小数点位置 登録89Ｃｖ.

計量動作に 戻る操作
ファンク ション の “Func／Unit”で“ConvErt”を設定し、計 量動作に戻る。
DISP SELキイを押してサブ表示を重量 換算表示 に切り替える。
キイを1秒間押し続ける。
キイを使って変換係数を設定す る。
小数点は別 に設定するので、ここでは小数点を無視した値を設 定する。
キイで最上位桁の更 に上位ま たは 、最下 位桁の更に下位を 選択すると小数点位置の設定になる。
キイで変換係数の小 数点位置 を設定する。
キイを押して記憶させる。
キイで変換結果を小数点以下何桁まで表示させるか設定 する。
キイを押して記憶させる。

例１）ニュ ートン(N)で表す 場合
重さを力に 換算す る時、① 1N ＝ 0.10197kgf② メイン表示 の計量 単位が キログラ ムで、123.4kg の時、③ 変換係数を “０.１０ １９７ ”、④ 変換結果の 小数点 位置を “０.０”(1 桁)、に設定する と、変換値(ﾆｭｰﾄﾝ) ＝ 123.4kg(計量値) ÷ 0.10197(変換係数) ＝ 1210.2N
例２）リッ トル(ℓ )で表 す場合
液体窒素の 入った タンク の残量を 見る時、
① 液体窒素の 密度 ≒ 約 0.809g/cm3 ＝ 809g／ℓ 、② メイン表示 の計量 単位が キログラ ムで、12.34kg の時、③ 変換係数を “００ ０.８０９ ”(表示単位と同じ kg に合わせる)、④ 変換結果の 小数点 位置を “０.００”(2 桁)、に設定する と、変換値(ﾘｯﾄﾙ) ＝ 12.34kg(計量値) ÷ 0.809(変換係数) ＝ 15.25ℓ例３）個数 で表す 場合
箱詰めされ た中身 の個数 を数える 場合、① 1 個の重さ ＝ 567.89g とすると、② メイン表示 の計量 単位が キログラ ムで、123.4kg の時、③ 変換係数を “０.５６ ７８９ ”(表示単位と同じ kg に合わせる)、④ 変換結果の 小数点 位置を “０”(なし)、に設定する と、変換値(個数) ＝ 123.4kg(計量値) ÷ 0.56789(変換係数) ＝ 217 個- 16 -

MA4-00234-R1

§ ６ ． 校正方法
校正方法は 、分銅 を使っ て実際に 荷重を 掛けて行う実荷重校正と、あ らかじめ本器が持って いる基準
値 を元 に ロ ー ドセル の 出 力 電圧 値 を キ イ入 力する等価入力校正(EXC=5V使用時のみ対応)の2種類が あります。
校正はどち らかの 方法で 行えばよ く、最 後に行った校正値で動作します。
出来るだけ 実荷重 による 校正をお 勧めし ます。
ま た 、 は か り の 非 直 線 性 を 補 正 す る た め に ス パ ン 校 正 が 合 計 5点 取 れ る よ う に な っ て い ま す 。
非 直 線 性 補 正 が 必 要 な い 場 合 は 、 設 定 値 を “ 0” に し て く だ さ い 。
非直線性補正機能を使いスパンを複数点取った場合、校正動作終了時にスパン点を小さい順に自動的に並べ替えます。
校 正後 に ト ラ ンスデ ュ ー サ 印加 電 圧 (EXC)を切り替えると誤差の原因となりますので変更しないで ください。

６－１． キャルロ ック[ESC]
誤操作によ り校正 値を壊 してしま わない様に、キャリブレーションのロック機能があります。
キャルロッ ク中は 、スパ ン校正を 行なおうとし ても 『Lock』と表示されて変更を受け付けません。
但し、ゼロ 点校正 は行う ことが出 来ます。
キャルロッ クの設 定は、
ガイド表示
項目
操作
1
(OFF)
キャルロッ ク設定 ESCキイを押し ながら電源を入れる。
または、電 源投入直後にESCキイを3回押す。
2
ＣＡＬ
動作選択
または キイで動作を選択する。
UnLock“UnLock”：キャルロック解除“Lock”：キャル ロック
3
キイを押して記憶させる。
4
８８８８８ ８リセット

６ － ２ ． 実荷重に よる校 正
ガイド表示
項目
1
キャルロッ ク解除
2
(計量値)
校正モード
3
ＣＡＬ
4
ｄ.Ｐｏｉｎｔ
小数点位置 設定
5
0
6
ＳｃＬ.ｄｉｖ
最小目盛設 定7１
8ＣＡＰ
最大表示設 定
99999
9
10
ＣＡＬ ０
ゼロ点校正
11
0

12
13

14

ＣＡＬ

１
10000

スパン校正

操作
キャルロッ クがされている場合は解除する。
ファンクシ ョンの“CAL”モードに入る。
キイを押して小数点位置選択に進む。
または キイで表示の小数点位置を選 択する。
キイを押して記憶させる。
または キイで表示の目盛を選択する。
キイを押して記憶させる。
キイで表示の最大値を設定する。
必要なけれ ば“99999”を設定する。
キイを押して記憶させる。
計量台に何 も載っていないことを確認する。
キイを押す。
設定値が点 滅する。
設定値が“00000”であるこ とを確認する。
※設定値は “00000”のままで行う。
キイを押して記憶させる。
計量台に分 銅を載せる。
※実際に計量する範囲の出来るだけ大きな分銅を用意する。
キイで載せた分銅値を設定する。

- 17 -

MA4-00234-R1

15
16
19

ＣＡＬ
～
ＣＡＬ

２

非直線性補 正５
0

20

校正モード の終了

キイを押して記憶させる。
非直線性補正を行わない場合 は 、分 銅値 を“0”に設定し、記 憶させる。
非直線性補正を行う 場 合は 、必 要な 分だ け“CAL 1”と同じ操 作を行う。
※スパン校正値は小さい順に自動的に並べ替えられる。
計量表示に 戻るまで、ESCキイを何度 か押す。

６－３． 等価入力 による 校正※等価入 力校正 は EXC=5V 使用時の み対応、EXC=2.5V 時は実荷重校正のみ。
ガイド表示
項目
操作
1
キャルロッ ク解除 キャルロッ クがされている場合は解除する。
2
(計量値)
校正モード
ファンクシ ョンの“CAL”モードに入る。
3
ＣＡＬ
キイを押して小数点位置選択に進む。
4
ｄ.Ｐｏｉｎｔ
小数点位置 設定または キイで表示の小数点位置を選 択する。
5
0
キイを押して記憶させる。
6
ＳｃＬ.ｄｉｖ
最小目盛設 定または キイで表示の目盛を選択する。
7
1
キイを押して記憶させる。
8
ＣＡＰ
最大表示設 定キイで表示の最大値を設定する。
99999
必要なけれ ば“99999”を設定する。
9
キイを押して記憶させる。
10
ＣＡＬ ０
ゼロ点校正
キイを6回押してゼロ点の等価入力に進む 。
011
Ｅ.０.ＡｄＪ
ゼロ点等価 入力
キイでロードセルのゼロ出力電圧値を0.00000[mV/V]で設定する。
12
キイを押して記憶させる。
13
Ｅ.ＳＰＡｎ１
スパン表示 値
キイでスパン等価入力値で表示させる値
10000を設定する 。
14
キイで記憶させる。
15 Ｅ.Ｓ.ＡｄＪ１スパン等価 入力
キイでロードセルの定格出力電圧値を1.00000[mV/V]で設定する。
16
キイで記憶させる。
17
Ｅ.ＳＰＡｎ２非直線性補 正非直線性補正を行わない 場 合は 、表 示値 を“0”に～設定し、記 憶させる。
Ｅ.ＳＰＡｎ５18非直線性補 正を行う場合は、必要な分だけ“E.SPAn1
0”～“E.S.AdJ1”の操作を行う。
※スパン校正値は小さい順に自動的に並べ替えられる。
19
校正モード の終了 計量表示に 戻るまで、ESCキイを何度 か押す。

- 18 -

MA4-00234-R1

§ ７ ． オプショ ン（工 場出荷 時指定 ）７－１． ４～２０ ｍＡ電 流出力 (OP-1) ／ ±１０Ｖ電圧出力 (OP-2)[dA oUt]
ロードセル からの 入力信 号を A/D 変換して計量値とした後、その計量値を D/A 変換してアナログ出力にして います 。
スケーリン グ機能 により 4mA または 0V を出力させる表示値と、20mA または+10V を出力させる表
示値をそれ ぞれキ イ操作 により設 定することが出来ます。
また、受信 計器側 との誤 差を調整 するために 4mA および 20mA、0V、+10V、-10V の出力を微調整することが できま す。
アナログ出 力は内 部回路 とアイソ レート されています。
テストモー ドを使 うと、4～20mA または-10～0～+10V の間を 11 段階にステップ出力させることができるの で容易 に直線 性の確認 が出来ます。
１）仕様
出力信号
出力範囲
分解能
非直線性
温度特性

(共通)
(OP-1)(OP-2)
(共通)
(共通)
(共通)

ADC サンプリングに連動 した DAC 出力
3.2～20.8mA 以上 (負荷抵抗 510Ω以下)
0～±10V 以上(負荷抵抗 5kΩ以上)
表示分解能に連動 (最大 1/40,000)±0.1％FS (表示値に対して)零点・感度共に±0.01％FS／℃

２）アナロ グ出力 スケー リング方 法
ガイド表示
項目
1
ｄＡ ｏＵ ｔアナログ出 力設定
2

3
4
5
6
7
8
9

Ｉ＿ＳＥＬ
または
ｖ＿ＳＥＬ

ｄＳＰ.
ｄＳＰ.
ｄＳＰ.
ｄＳＰ.

４
２０
０
１０

出力データ 選択

4mA出力の表示 値
20mA出力の表示値
0V出力の表 示値+10V出力の表示値
設定終了

３）アナロ グ出力 微調整 方法
ガイド表示
項目
1
ｄＡ ｏＵ ｔアナログ出 力設定
2

ＡｄＪ.
４
または
ＡｄＪ.
０

出力微調整

3

ＡｄＪ.
４
ＡｄＪ. ２０ＡｄＪ.
０ＡｄＪ. １０
ＡｄＪ.－１０4mA出力微調整
20mA 出力微 調整
0V 出力微調 整+10V 出力微 調整-10V 出力微 調整

4
5
6

調整終了

操作
ファンクシ ョンモードに入りアナログ出力設定“dAoUt”に進む。
キイを押して、
電流出力の 場合は“I_SEL”に進む。
電圧出力の 場合は“v_SEL”に進む。
で出力するデータを 選択する 。
キイを押して記憶させる。
キイを押して変更す る桁を選 択する。
キイで値を設定する 。
キイを押して記憶させる。
5～7を繰り返して設定を行う。
設定が終わったら ESCキイを何度か押して計量動作に戻る。

操作
ファンクシ ョンモードに入りアナログ出力設定“dAoUt”に進む。
キイを押して、
電流出力の 場合は“AdJ. 4”に進む。
電圧出力の 場合は“AdJ. 0”に進む。
で出力値を調整する 。
長押しする と早送り(早戻し)できる。
調整を開始 すると調整用出力に切り替わる。
調整範囲は “±999”。
キイを押して記憶させる。
3～4を繰り返して調整を行う。
調整が終わったら ESCキイを何度か押して計量動作に戻る。

- 19 -

MA4-00234-R1

７－２． ＲＳ－２ ３２Ｃ (OP-3) ／ ＲＳ－４８５ (OP-7)[SEriAL]
RS-232C または RS-485 規格準拠の シリアルデータインターフェイスで、半二重方式による双方向通信に対応 してい ます。
内部回路と はアイ ソレー トされて います。
RS-485 は L01～L99 までの機器 番号を 割り当てることができま す。(最大接続数 10 台) 機器番 号に”non”を選択する と識別 を行わず 、1 対 1 通信となります。
RS-485 インタ ーフェ イスには 終端用 抵抗を内蔵しています。 RS-485 接続の最終 機体は⑤～⑥端子間をシ ョート して下 さい。
１）仕様
通信規格

EIA RS-232C 準拠 または RS-485 準拠(4 線式)
RS-485 最大接続数 10 台
調歩同期式 半二重双方向
2400，4800，9600，19200，38400bps
ASCII コード
ターミネータ CR(0DH) LF(0AH)

伝送形式
信号速度
データフォ ーマッ ト

LSB

MSB

STOP：1/2bit
PARITY：NON/EVEN/ODD
DATA：7/8bit
START：1bit
英字は大文 字
小数点無
小数点付
オーバー時

1
Ｗ
Ｗ
Ｏ

2
Ｔ
Ｔ
Ｌ

3
，
，
，

4
±
±
±

5
０
１
９

6
１
２
９

7
２
３
９

8
３
４
９

CR=0DH，LF=0AH
9 10 11 12
４ ５ CR LF． ５ CR LF． ９ CR LF

・RS-232C および RS-485 で ID=non の例
ﾎｽﾄ側送信：PTR,+012345<CR><LF> → 5037 応答：PTR,1234.5<CR><LF>
・RS-485 で ID=01(non 以外)の例
ﾎｽﾄ側送信：L01,PTR,+012345<CR><LF> → 5037 応答：L01,PTR,1234.5<CR><LF>
① NC

① SDA

⑥ ⑦ ⑧ ⑨

② RXD

② SDB

(本体側ピン配列)

③ TXD

③ RDA

④ NC

④ RDB

⑤ GND

120Ω

⑥ DSR

最終機器ショート

① ② ③ ④ ⑤

⑤ TERM⑥ TERM
⑦ SHL

⑦ RTS
⑧ CTS

7.62mm ピ ッ チ 圧 着 端 子 用 端 子 台⑨ NC
D-SUB 9pin ｵｽ

本器側イン ターフ ェイス 回路
２）通信コ マンドコマンド
(意 味 )

REQ(request)

ZRO(zer o)ZRC

RS-232C

応 答
数値(←はｺﾏﾝﾄﾞと同じ) 桁数
WT,+######

6

←

-

←

-

RS-485機

能備

考

データ送信要求
ゼロ補正
ゼロ補正解除- 20 -

MA4-00234-R1

(zero clear)

TRE(tar e)

DAZ

風袋引き
←

-

(dig it al auto zero)

TRC(tare clear)

AZR

風袋引き解除
←

-

←

-

←

-

NET,+######

6

GRS,+######

6

PTR,+######

6

←

6

RLY,+######

6

STA,+00####6

SPn,+#########

9

←

9/6

HYS,+######

6

←

6

SGO,+#########

9

←

9/6

SHI,+######

6

←

6

SLO,+######

6

←

6

←

-

TTL,+#########

9(auto zero r eset)

NET
(net)

GRS
(gross)NTQ(net data re que st)

GSQ(gro ss da ta request)

PTR(pre se t t are)

PTR,+######(pre se t t are)

RLY
(relay)STA(status)SPn(set point)

SPn,+#########またはSPn,+######

正味量表示切換
総量表示切換正味量送信要求
総量送信要求プリセット風袋値送信要求
プリセット風袋値設定

小数点入力無視

外部出力状態送信要求

上位 桁よ り出 力1～6に対応
0=OFF，1=ON
動作状態送信要求
下位4桁にST,CZ,NZ,ZT
0=OFF，1=ON
コ ン パ レ ー タ n定 量 値 送 信 要 n=1～4
求コンパレータn定量値設定
n=1～4
小数点入力無視(set point)

HYS(hysteresis)

HYS,+######(hysteresis)

GOQ(GO data req ues t)

SGO,+#########
または
SGO,+######

ヒステリシス送信要求
ヒステリシス設定

小数点入力無視

ウィンドコン パレ ータ基準値
送信要求
ウィンドコン パレ ータ基準値 小数点入力無視
設定(set G O d ata)

HIQ
(HI data req ues t)

SHI,+######(set H I d ata)

LOQ
(LO data req ues t)

SLO,+######(set L O d ata)

ADD
(add)

TTL
(total)ウィンドコン パレ ータ上限偏差送信要求
ウィンドコン パレ ータ上限偏 小数点入力無視
差設定
ウィンドコン パレ ータ下限偏差送信要求
ウィンドコン パレ ータ下限偏 小数点入力無視
差設定
加算
積算値送信要求- 21 -

MA4-00234-R1

TTN(total numbe r)

TTL,+######

6

←

-

TTC
(tot al cl ear)

積算回数送信要求
積算値クリア

各コマンド の最後 にはタ ーミネー タ<CR><LF>を付ける。
######：数値桁数 は小数 点を含め た桁数 。(小数点あり”1234.5”、小数点なし”012345”)
コマンド数 値入力 の小数 点は無視 し、デ ータ送信要求では機器に設定された小数点が付く。
RS-485の機器番号 指定は 、各コ マンドの 始めに「Lmn,」(mnは2桁の機器番号)を付ける。但し、”non”
を選択した 場合は 機器番 号を付け ない。
３）エラー 応答応答
内容
ERR-01
メモリ異常 ま たは 書き込み失敗
ERR-02
実行不能
ERR-05
書式異常
ターミネー タ<CR><LF>が付く

備考
不揮発性メモリへの書込み失敗など。
オーバー表示中の風袋引きなど。
未定義コマンド、数値桁数違いなど。

７－３． ＢＣＤ出 力 (OP-6)
[bCd]
出力データ
ファンクシ ョンの「bCd／bCd.SEL」で選択
インターフ ェイスオープンコ レクタ出力(フォトカプラ絶縁)
定格出力
DC30V，30mA(抵抗負荷)，出力飽和電圧 0.6V 以下
データ更新 周期
表示書き換 え周期に同期。 但し、最大 50ms(20 回／秒)
出力論理
正／負論理 選択可
出力フォー マット
28bit、小数点 なし

STROBE

安定

3

4

オーバー

2

極性

1

動作タイミ ング

5

6

7

8

9

10

十万
8

4

2

11

12

13

14

万
1

8

4

15

16

17

18

千
2

1

8

4

19

20

21

22

百
2

1

8

更新周期 50ms(20 回／秒)の場合
データ出力
データ

4

23

24

25

26

十
2

1

8

4

2

1

8

4

データ

20ms
29ms Max.
(更新周期の約 40%を STROBE パルスとする。)

B側
2×10 08×10 02×10 1
8×10 1
2×10 28×10 22×10 38×10 3
2×10 48×10 42×10 58×10 5

信号

計量値一の位
計量値十の位
計量値百の位
計量値千の位

論理切替可

計量値

A側
1×10 0
4×10 0
1×10 1
4×10 1
1×10 2
4×10 2
1×10 3
4×10 3
1×10 44×10 4
1×10 5
4×10 5

計量値万の位
計量値十万の位- 22 -

28

2

1

一

STROBE 信号

出力端子配 列
種
No.
類
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

27

MA4-00234-R1

状態

計量値オーバー
計量値の極性STROBE
データ更新完了
14安定
計量値安定状態
15E-COM
BCD出力の共通 エミッタ
16
SHL
ケーブルシールド
適合コネク タ：富 士通コ ンポーネ ント社製 FCN-361J032 (32pinメス)
13

A側
B側

ｵｰﾊﾞｰ

－(極性)

⑯ ⑮ ⑭ ⑬ ⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①⑯ ⑮ ⑭ ⑬ ⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①(本体側ピン配列)- 23 -

MA4-00234-R1

§ ８ ． ファンク ション
８－１． 基本操作 「Func」① FU N C キ イ の 長 押 で フ ァ ン ク シ ョ ン モ ー ド に 移 行 。
② FU N C キ イ で 分 類 変 更 。
③
または キイで項目選択。
④
または キイで候補選択または桁選択。
⑤
または キイで選択桁の数値変更。
⑥
キイで記憶。
⑦ ES C キ イ で 変 更 中 止 ま た は フ ァ ン ク シ ョ ン モ ー ド 終 了 。
ファンクションの設定方法は、操作方法の「ファンクション設定」をご覧下さい。

８－２． 機能設定 「Func」
Ｆｕｎｃ
No.
項目
1
プリセット 風袋値

ガイド表示
Ｐ－ｔＡｒ Ｅ2

ネット演算 機能

ｎＥｔ

3

加算条件

ｔｔＬ.ｃｎｄ

4

ゼロ付近

ｎＥＡｒ－ ０5

＊キイの動 作

ＡＳｔ.ｋＥｙ6＊表示の動 作

ＡＳｔ.ｄＳＰ

7

サブ表示の 換算機 能

Ｕｎｉｔ

8

テストモー ドｔＥＳｔ

設定
設定範囲：-99999～+99999
ネット演算 機能が、
① P-tArE：プリセッ ト風袋値
② P-nEt：プリセット正味値として働く 。
出荷時=0
プリセット 風袋引機能○
出
ネット演算 機能
安定時のみ 加算ゼロ付近加 算禁止
重複加算禁止(計量値が ゼロ 付 近に 戻る まで次 の加算禁止)
xx1xxx－データの 加算禁止
x1xxxx＋データの 加算禁止
1xxxxx
自動加算(計量値の 安定 で 加算 、計 量値が ゼ
ロ付近に戻 るまで次の加算禁止)
出荷時=000000
設置範囲：0～99999
出荷時=9
ZEro
ゼロ補正
○
出
total
加算／積算 クリア／(加算取消)
ttL.cLEAr
加算取消／ 積算クリア
CmP.cLEAr
コンパレー タ出力の保持解除
Print
RS-232C または RS-485 データを 1 回
だけ出力
nEAr-0
計量値がゼ ロ付近の範囲内○
出
0-trAck
計量値がゼ ロトラックの範囲内
totAL
積算中
LEvEL
バーグラフ 表示○出
PErcEnt％表示
ConvErt
単位変換
oFFまたは キイを押した後、 キイ
3 回押しでテストモード移行
on
P-tArE
P-nEt
xxxxx1xxxx1xxxx1xx- 24 -

MA4-00234-R1

８－３． コンパレ ータ設 定
ＣｏｍＰ
No.
項目
1
定量設定値 12
定量設定値 23
定量設定値 3
4
定量設定値 4
5
落差 1
6
落差 2
7
落差 3
8
落差 4
9
ヒステリシ ス
(定量値 1～4 共通)
10
遅延時間(定量値 1～4 共通)「ComP」
ガイド表示
ＳＰ.１
ＳＰ.２
ＳＰ.３
ＳＰ.４
ＳＰ１.ｃ
ＳＰ２.ｃ
ＳＰ３.ｃ
ＳＰ４.ｃ
ＨｙＳ
ｄＬｙ

コンパレータ 1 の動作
コンパレータ 2 の動作
コンパレータ 3 の動作
コンパレータ 4 の動作

ＳＥＬ.１
ＳＥＬ.２
ＳＥＬ.３
ＳＥＬ.４

15

コンパレー タの比 較
条件

Ｃｏｎｄ

16

ウィンドコ ンパレ ー
タの基準値

Ｇｏ

17

ウィンドコ ンパレ ー
タの上限偏 差ウィンドコ ンパレ ー
タの下限偏 差ウィンドコ ンパレ ー
タの判定対 象Ｈｉ

19

出荷時=+99999
設定範囲：0～99999

出荷時=0
設定範囲：0～99999
出荷時=0

11
12
13
14

18

設定
設置範囲：-99999999～+99999999

設定範囲：0～9999
遅延時間＝ 設定値×0.5ms
出荷時=0コンパレー タ動作停止
正味量の上 限動作○出
正味量の下 限動作総量の上限 動作総量の下限 動作
ピーク値の 上限動作
ピーク値の 下限動作
ボトム値の 上限動作
ボトム値の 下限動作
ピークツー ピーク値の上限動作
ピークツー ピーク値の下限動作
積算値の上 限動作
積算値の下 限動作
積算回数の 上限動作
積算回数の 下限動作
計量値が安 定している時に比較計量値がゼ ロ付近は比較しない
比較結果を 保持し、計量値がゼロ付近になると 解除
1xxx
比較結果を 保持し、キイ操作で解除
出荷時=0000
設定範囲：-99999999～+99999999
判定：LO＜(Go－Lo)≦GO≦(Go＋Hi)＜HI
出荷時=0
設定範囲：0～99999
OFF
UP-nEtdn-nEtUP-GroSS
dn-GroSS
UP-PEAkdn-PEAk
UP-bottom
dn-bottom
UP-Pk_Pk
dn-Pk_Pk
UP-totAL
dn-totAL
UP-Count
dn-Count
xxx1
xx1x
x1xx

Ｌｏ
ＳＥＬ.０

OFF
nEt
GroSS
PEAk
bottomPEAk-PEAk
totAL
ttL-Count- 25 -

コンパレー タ動作停止
正味量
総量
ピーク値
ボトム値
ピークツー ピーク値
積算値
積算回数

出荷時=0
○
出

MA4-00234-R1

20

ウィンドコ ンパレ ー
タの判定条 件Ｃｏｎｄ.０

xxx1
xx1x
x1xx
1xxx

21

ウィンドコ ンパレ ー
タの動作

８－４． 外部出力 設定
ＯＵｔ
No.
項目
1
外部出力 12
外部出力 23
外部出力 34
外部出力 45
6

6

Hi.Go.Lo
P-Hi.Go.Lo

「OUt」
ガイド表示
ｏ ＳＥＬ.１
ｏ ＳＥＬ.２
ｏ ＳＥＬ.３
ｏ ＳＥＬ.４

外部出力 5外部出力 6

ｏ
ｏ

ＳＥＬ.５
ＳＥＬ.６

SP1
SP2
SP3
LO/
SP4
GO
HI

StAbLEnEAr-0
GroSS

設定
コンパレータ判定結果
表示が安定 状態
計量値がゼ ロ付近範囲内
総量表示中

tArE
風袋引中(AZ)
HoLd
ホールド動 作中
totAL
積算中
出荷時：SEL1=SP1，SEL2=SP2，SEL3=SP3，SEL4=SP4，SEL5=StAbLE，SEL6=nEAr-0

８－５． 外部入力 設定
Ｉｎ
No.
項目
1
外部入力 1
2
外部入力 23
外部入力 34
外部入力 45ｍｏｄＥ

計量値が安 定している時に判定
計量値がゼ ロ付近は判定しない
判定を保持 し、計 量値がゼ ロ付近になると解除
※1 桁目と併用
判定を保持 し、キイ操作で解除※1 桁目と併用
出荷時=0000±で判定○
出＋データの み判定

「In」

設定
入力選択な し風袋引動作(AZ キイ)
風袋引解除(AZR キイ)
ON の間総量表示／OFF で正味量表 示(入力レベル動作)
外部入力 5ｉ ＳＥＬ.５
HoLd
ON の間ホールド／OFF でホールド 解
除(入力レベル動作)
サブ表示切 換(DISP SEL キイ)
外部入力 6ｉ ＳＥＬ.６
diSP
ZEro
ゼロ補正
ZEro.CLEAr
ゼロ補正解 除Add
加算
CAncEL
加算取り消 しttL-CLEAr
積算値クリ アCmP-rESEt
コンパレー タ出力の保持解除
Print
RS-232C または RS-485 データを 1 回
だけ出力
出荷時：SEL1=AZ，SEL2=AZR，SEL3=ZEro，SEL4=HoLd，SEL5=Add，SEL6=ttL-CLEAr

８－６． アナログ 出力設 定
ｄＡ ｏＵ ｔNo.
項目
１
4～20mA 電流出 力

ガイド表示
ｉ ＳＥＬ.１
ｉ ＳＥＬ.２
ｉ ＳＥＬ.３
ｉ ＳＥＬ.４

non
AZ
AZ-r
nEt_GroSS「dA oUt」
ガイド表示
Ｉ＿ＳＥＬ

nEt
GroSS
HolD

- 26 -

設定
正味量を出 力総量を出力
ホールド値 を出力○
出

MA4-00234-R1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

4mA を出力する 表示値
20mA を出力 する表 示
値
4mA 出力の微調 整
20mA 出力の 微調整±10V 電圧出力

ｄＳＰ. ４ｄＳＰ. ２０

0V を出力す る表示 値+10V を出力 する表 示
値
0V 出力の微 調整+10V 出力の 微調整-10V 出力の 微調整

ｄＳＰ. ０ｄＳＰ. １０８－７． シリアル 通信設 定
ＳＥｒｉＡ ＬNo.
項目
1
カレントル ープ
出力データ

2
3

カレントル ープ
データフォ ーマッ ト
RS-232C/RS-485
動作ＡｄＪ. ４
ＡｄＪ. ２０
ｖ＿ＳＥＬ

ＡｄＪ. ０ＡｄＪ. １０
ＡｄＪ.－１０

PEAk
ピークホー ルド値を出力
bottomボトムホー ルド値を出力
PEAk-PEAk
ピークツー ピーク値を出力
設定範囲：-99999～+99999
出荷時：dSP4=0，dSP20=10000
設定範囲：-999～+999
出荷時=0
nEt
正味量を出 力
○
出
GroSS
総量を出力
HolD
ホールド値 を出力
PEAk
ピークホールド値を出力
bottomボトムホー ルド値を出力
PEAk-PEAk
ピークツー ピーク値を出力
設定範囲：-99999～+99999
出荷時：dSP0=0，dSP10=10000
設定範囲：-999～+999
出荷時=0「SEriAL」
ガイド表示
ＣＬ. ＳＥＬ

ＣＬ.

Ｆｍｔ

ｒＳ.

ｍｏｄ

diSP
nEt
GroSS
totAL
ttL-Count
FormAt 1
StrEAmCommAndAuto

P-Auto4RS-232C/RS-485
出力データ

ｒＳ.

ＳＥＬ

5

RS-232C/RS-485
データフォ ーマッ ト
RS-232C/RS-485
通信速度

ｒＳ.

Ｆｍｔ

ｒＳ.

ｂＰＳ

RS-232C/RS-485

ｒＳ.

Ｐｒｏ

6

7

diSP
nEt
GroSS
totAL
ttL-Count
FormAt 1
2400
4800
9600
19200
38400
7non1

- 27 -

設定
表示値を送 信正味量を送 信○出
総量を送信
積算値を送 信積算回数を 送信切り替えるフォーマットはありま
せん
常時送信
○
出
コマンド入 力による双方向通信
計量値がゼロ付近範囲外で安定すると 1 回だけ自動送信
ゼロ付近に 戻るまで再送信禁止
計量値がゼロ付近範囲外の＋側で安定すると 1 回だけ自動送信
ゼロ付近に 戻るまで再送信禁止
表示値を送 信正味量を送 信○出
総量を送信
積算値を送 信積算回数を 送信切り替えるフォーマットはありま
せん
2400bps○出
4800bps
9600bps
19200bps
38400bps
7/8：データビ ット長MA4-00234-R1

プロトコル

8
9RS-232C/RS-485
出力タイミ ング
RS-485 機器番号

ｒＳ.

ｃｙｃ

ｒＳ.

ｉｄ

８－８． BCD出力設定 「bCd」
ｂＣｄ
No.
項目
ガイド表示
1
BCD 出力データ
ｂＣｄ.ＳＥＬ

2

BCD 出力論理

８－９． はかりの 動作設 定
Ｆ.ＣＡＬ
No.
項目
1
デジタルフ ィルタｂＣｄ.ＬＧｃ

7EvEn17odd1
8non1
8EvEn18odd1
7non2
7EvEn27odd2
8non2
8EvEn2
8odd2
diSP
SAmP
non
L01～L99

nEt
GroSS
totAL
xxxx1
xxx1x
xx1xx
x1xxx
1xxxx

non/EvEn/odd：パリティ
1/2：ストップ ビット長

出荷時=7EvEn2
表示書き換え周期に同期
サンプリン グに同期
機器番号な しL：識別記号
01～99：2 桁の機器番号

○
出
○
出

設定
正味量を出 力○出
総量を出力
積算値を出 力(下位 6 桁)
数値の論理
0=負論理
1=正論理
オーバー信 号の論理
極性の論理
STROBE 信号の論理
安定信号の 論理
出荷時=00000「F.CAL」
ガイド表示
ｄ.ＦｉＬｔｒ2

移動平均の 条件
(最小目盛)

Ａｖ.ｃｏｎｄ3

移動平均回 数Ａｖ.ｔｉｍＥ

0
1
2
3
4
5
OFF
0.5d，1.0d，
1.5d，2.0d，
3.0d，4.0d，
5.0d，6.0d，
8.0d，10.0d
1t- 28 -

設定
デジタルフ ィルタなし <早･敏感>
弱中中(50Hz 除去)
中(60Hz 除去)
強(50/60Hz 除去) <遅･安定>○出
常時移動平 均○出
計量値の変化が設定値の範囲を超えると移動 平均解除。

1 回(移動平均なし)

MA4-00234-R1

(データ数)4

安定判定条 件
(最小目盛)

Ｓｔ.ｃｏｎｄ5

安定判定時 間(秒)

Ｓｔ.ｔｉｍＥ

6

ゼロトラッ ク条件
(最小目盛)

Ｚｔ.ｃｏｎｄ

7

ゼロトラッ ク時間(秒)

Ｚｔ.ｔｉｍＥ

8

ゼロ補正範 囲(％)

Ｚｒ.Ｌｍｉｔ9

表示更新周 期
(回／秒)

ｄＳＰ.ｃｙｃ８－１０ ． はかりの 校正
ＣＡＬ
No.
項目
1
小数点位置

2

最小目盛

10t，20t，
設定値のデ ータ数で移動平均。
50t，100t，(時間＝設定値×0.5ms)
200t，400t， 例）200t=0.1 秒間の移動平均600t，800t，1000t，1200t，1400t，1600t，1800t，2000t
出荷時=200t
OFF
常時安定状 態
0.5d，1.0d， 安 定 を 判 断 す る た め の 計 量 値 の 変1.5d，2.0d， 化量。
3.0d，4.0d，
5.0d，6.0d，
8.0d，10.0d
出荷時=1.0d
0.0s
直ぐに安定
0.1s，0.2s， 安 定 判 定 条 件 を 満 た し て か ら 安 定
0.3s，0.4s， と判断する までの時間。
0.5s，1.0s，
1.5s，2.0s，
2.5s，3.0s，
出荷時=1.0S
OFF
ゼロトラッ ク無効○
出0.5d，1.0d， ゼ ロ ト ラ ッ ク が 有 効 に な る 計 量 値
1.5d，2.0d， の変化量。
3.0d，4.0d，
5.0d，6.0d，
8.0d，10.0d
0.0s
ゼロトラッ ク無効
0.1s，0.2s， ゼ ロ ト ラ ッ ク 条 件 を 満 た し て か ら
0.3s，0.4s， ゼロトラッ クが働くまでの時間。
0.5s，1.0s，
1.5s，2.0s，
2.5s，3.0s，
出荷時=1.0S
0～100
ゼロ補正の 有効範囲
最大表示で設定した値の何％までをゼロ動作 の範囲とするか。
出荷時=101tPs，2tPs， 1 秒間の表示更新回数
5tPs，10tPs， 例）20tPS=20 回/秒(50ms)
20tPs，50tPs
出荷時=20tPS

「CAL」
ガイド表示
ｄ.Ｐｏｉｎｔ

ＳｃＬ.ｄｉｖ

0
0.0
0.00
0.000
0.00000.00000
1
2
5
10
20

- 29 -

設定
小数点なし
小数点以下 1 桁
小数点以下 2 桁
小数点以下 3 桁
小数点以下 4 桁
小数点以下 5 桁(最上位桁 1)
最小目盛

○
出

MA4-00234-R1

50
100
1～99999

3

最大表示

ＣＡＰ

4

ゼロ点の実 荷重校 正

ＣＡＬ

5
6
7
8
9
10

スパンの実 荷重校 正非直線性補 正の実 荷
重校正

ＣＡＬ １
ＣＡＬ ２
ＣＡＬ ３
ＣＡＬ ４
ＣＡＬ ５
Ｅ.０.ＡｄＪ

０

0
XXXXX
0
0
0
0
X.XXXXX

出荷時=1
計量値が設定値を越えると表示が点滅し、風袋引動作が働かなくなる。
出荷時=99999
①
キイで開始
②
キイで記憶
設定範囲：-99999～+99999

出荷時=CAL2,3,4,5=0

ゼロ点の等 価入力 校
設定範囲：-9.99999～＋9.99999
正の電圧値
11スパンの等 価入力 校
Ｅ.ＳＰＡｎ１
XXXXX
設定範囲：-99999～＋99999
正の表示値
12
スパンの等 価入力 校
Ｅ.Ｓ.ＡｄＪ１
X.XXXXX
設定範囲：-9.99999～＋9.99999
正の電圧値
13
非直線性補 正のス パ
Ｅ.ＳＰＡｎ２0
設定範囲：-99999～＋99999
ン等価入力 の表示 値14
非直線性補 正のス パ
Ｅ.Ｓ.ＡｄＪ２
0.00000
設定範囲：-9.99999～＋9.99999
ン等価入力 の電圧 値15非直線性補 正のス パ
Ｅ.ＳＰＡｎ３0
設定範囲：-99999～＋99999
ン等価入力 の表示 値16非直線性補 正のス パ
Ｅ.Ｓ.ＡｄＪ３
0.00000
設定範囲：-9.99999～＋9.99999
ン等価入力 の電圧 値
17非直線性補 正のス パ
Ｅ.ＳＰＡｎ４0
設定範囲：-99999～＋99999
ン等価入力 の表示 値18
非直線性補 正のス パ
Ｅ.Ｓ.ＡｄＪ４
0.00000
設定範囲：-9.99999～＋9.99999
ン等価入力 の電圧 値
19非直線性補 正のス パ
Ｅ.ＳＰＡｎ５0
設定範囲：-99999～＋99999
ン等価入力 の表示 値20
非直線性補 正のス パ
Ｅ.Ｓ.ＡｄＪ５
0.00000
設定範囲：-9.99999～＋9.99999
ン等価入力 の電圧 値※等価入力 校正は EXC=5V 使用時のみ 対応、EXC=2.5V 時は実荷重校正のみ。
※ 校正 後 に ト ランス デ ュ ー サ印 加 電 圧(EXC)を切り替えると誤差の原因となりますので変更しない でください。

- 30 -

MA4-00234-R1

§ ９ ． テストモ ード※テストモ ード中 は表示 や外部入 出力の 動作が通常の計量中とは異なります。
している時 は異常 動作が ないよう 十分注 意してください。

外部制御機器を接 続

本器はテス トモー ドを備 えており 、外部 入出力のテストが行えます。
シス テム に 動作不 良が 発生 し た時 な どに テストモードを実行する事により、本器側の故障で有る か否かの判断 に役立 ちます 。

９－１． 基本操作
1）テストモー ドに入 るには 、 キイ を押しながら電源を投入する か、電源投入直後に キイを3回押す事で移 行出来 ます。
また、フ ァンク ションの「Func／tESt」で または キイを1回押した後で キイを3回押す事 でも可能です 。
2）テストモー ドの終 了は、 一旦電源 をOFFにするか、プログラムバージョン表示において、 キイを3回押す事に 依りま す。
3） キイを押 すとテ スト項 目が次に 進み、 キイを押すと前の項 目に戻ります 。

９－２． テスト項 目
ガイド表示
1 ５０３７
P.XX.XX
2 表示セグメント
が順番に自動点
灯

3

4

ｋＥｙ
5.0

項目
プログラム バージ
ョン表示
表示チェッ ク

キイ入力テ スト
0

ＯＵｔ

外部出力テ ストoooooo5

Ｉｎ

外部入力テ ストoooooo6

ｄＡ. ｏｕｔ
12.0mA0v

アナログ出 力テス
ト

内 容
キイを3回押すと、計量のモードに移行できます。
点灯順序
① 全点灯
② 消灯
③ セグメント毎の点灯(8ｾｸﾞﾒﾝﾄ)④ １桁ずつの点灯(9桁)左側表示： ロードセル印加電圧設定
右側表示： 押されたキイ番号
０=OFF，１=DISP SEL，２=＊，３=FUNC，
４=N/G，５= ，６=HOLD，７=ESC，８=AZR，
９=AZ
キイを続けて2回押すと次項目へ進む。
DISP SELキイを押す毎に出力1がON/OFFする。
＊キイを押す毎に出力2がON/OFFする。
FUNCキイを押す毎に出力3がON/OFFする。
ESCキイを押す 毎に出力4がON/OFFする。
AZRキイを押す 毎に出力5がON/OFFする。
AZキイを押す毎に出力6がON/OFFする。
１=外部入力1ON
２=外部入力2ON
３=外部入力3ON
４=外部入力4ON
５=外部入力5ON
６=外部入力6ON
または キイを押す毎に電流および電圧出力が11段階のステップ出力する。
⑩ 4.0mA／-10V⑪ 5.6mA／-8V⑫ 7.2mA／-6V- 31 -

MA4-00234-R1

7

ＳＥｒｉＡ Ｌ
(OPﾅｼ)
C.L(OP-3) rS-232C(OP-7) rS-485

シリアル通 信テスト

8ｂｃｄ
(OPﾅｼ)
nC(OP-6) FFFFFFF

BCD出力テスト

9

ＳｔｒＡｉ ｎx.xxxx

ロードセル 入力信号電圧値

⑬ 8.8mA／-4V⑭ 10.4mA／-2V⑮ 12.0mA／0V⑯ 13.6mA／2V⑰ 15.2mA／4V⑱ 16.8mA／6V⑲ 18.4mA／8V⑳ 20.0mA／10V※オプショ ン設定が無くても表示される。
ま た は キ イ を 押 す 毎 に デ ー タ ｢WT,+000000｣を出力する。
オプショ ンのRS-232CまたはRS-485では、外部 から｢REQ｣コマンドを 入力して｢WT,+000000｣を返すことも出来る。
RS-232CおよびRS-485の通信方式 は、フ ァン ク ショ
ン の ｢ SEriAL ／ rS.bPS｣ お よ び ｢ SEriAL ／ rS.Pro｣ の設定に従う 。
※ RS-485 は 機 器 判 定 を 行 わ な い の で 1 対 1接 続 に する。
オプション のBCDが繋がって いる時だけ機能する。
① 全出力ON(負論理:出力Lﾚﾍﾞﾙ)② 全出力OFF(負論理:出力Hﾚﾍﾞﾙ)③ 全桁1bit出力(4bit)④ 各桁”F”(1111B)出力
ロードセル からの入力信号電圧を”mV/V”で表す。
AZ AZRキイで表示をゼロ／ゼロリセットできる。

- 32 -

MA4-00234-R1

§ １ ０ ． 異常時の 対処方 法
本器が動 作不良 の場合 、下記 に示す 対処によっても不具合が 解消されない 場合は、弊社 宛てご連絡下さい。 この時 、型名 ・製品 シリア ル番号・使用オプション ならびに出来 るだけ詳しい 故障の症状をお知らせ 下さい 。
１ ０ － １ ． 基本的な 点検項 目1）供給電源は正常か 、確認 して下さ い。AC100V～240V仕様(標準)とDC24V仕様(オプション)が有ります。
2）端子台の接 続が確 実に行 われてい るか確認して 下さ い。
１ ０ － ２ ． 校正時の 注意点
1）ゼロ点校正 時、エ ラー表 示がでる 。
・初期ゼロ点の設 定範囲 を越えて いる場合
ゼロ点校正 を行う には、無負荷時 のセンサー出力が-2.8～+2.8mV/Vの範囲内でな ければ校 正は 行え ま せ ん。 定 格 出 力が3.3mV/Vを越えるセンサーを使用して無負荷時のセンサー出力が±2.8mV/Vを越える場 合は弊 社宛お問い合わせください。
2） スパン校正 時、エ ラー表 示を行う 、または、表 示が キイインした値に ならない。
・センサー の出力 が大き すぎる場 合
本器では、 初期風 袋量と 計量値の 合計が3.3mV/Vを越えるシステムでの計測は行えません。
定 格出 力 が3.3mV/Vを越 え る セ ンサーを使用して計測を行う場合は弊社宛お問 い合 わせ くだ
さい。
・スパン校 正値の 入力が 小さい場 合
本器ではスパン校正時の分銅設定値よりもロードセル入力の変化量が小さい場合はスパン校正ができません。最小目盛を大きくして表示分解能を粗くするか、適正なロードセルと組み合わせてください。
3）表示がばら つく。
・分解能に 対するスパン 設定値が 不適当な場合
本器の 入力 感度 は0.5μV/Dです ので、1.0mV/V入力時の最大表示分解能は1/10,000です。こ れを越える分 解能で は表示 のバラつ きが大きくなります。このような場合は表示のバラ つきが気にならない 程度ま で最小 目盛の設 定(スケールディビジョン)を大きくして下さい 。
１ ０ － ３ ． 異常な表 示を行 ってい る場合 の対処方法
1）過負荷状態 で無い のに、 計量値表 示器が点滅(オーバー表示)を行っている場合。
①センサー ケーブ ルの一 部が断線 。
②センサー が不良 。
が疑われま す。 テスト モードで センサーからの入 力を確認してくだ さい。
１ ０ － ４ ． 本器の故 障であ るかの 判断
1）センサー印 加電圧 が正常 か確認し て下さい。
本器と セン サー の接 続を外 し、 本器 の端 子台の1番(+EXC)、4番(-EXC)間が5V±0.5V(EXC=5V)で安定している か確認 してく ださい。 安定でない場合は本器の不良です。
2） 本器の端子 台で5番(+SIG)、6番(-SIG)間をショートします(入力電圧を0Vにします)。
テ ス ト モー ド で 計 量 器 の 入力 電 圧 (mV/V)を表示させます。 表 示 が 0.0 000 付近で安定している か
確認し て下さ い。安 定し ていな い場合 は本器の不良、安定してい る場合はセンサー 側を確認して下さい。
3） デジタルI/Oのチェッ ク
テストモー ドで、I/Oのチェ ックを行 って下 さい。
１ ０ － ５ ． セ ン サ ー ( ロー ドセル)の 確認
ロードセル はブリ ッジ回 路で構成 されて いるため、入出力抵抗および絶縁抵抗等を測定することに
よ り、 概 略 の 良否 判 定 が でき ま す 。(必ず 、本器の電源を切 り、 ロー ドセ ルを外し て行って ください。)
1）ロードセル の抵抗 値によ る故障判 定法- 33 -

MA4-00234-R1

ロー ドセル のブリ ッジ抵抗 をテス ターで測定し、入出力抵抗に 異常がないか確認しま す。
2）ロードセル の絶縁 抵抗に よる故障 判定法
ロードセル のシー ルド線 と他の線 間を、50V以内の電圧で絶縁抵抗を測定します。
この時の絶 縁抵抗 値が1000MΩ以上あれば、ロードセルは概略良 好です。

- 34 -

MA4-00234-R1

§１１． 仕様

１ １ － １ ． A/D変換部
1） 入力感度2） 非直線性
3） 温度特性ゼロ点
感 度4） 周波数特性(ア ナログフィル タ)5） トランスデ ューサ 電源(EXC)

6） ADCサンプリン グ周期

１１－２．表示部
1）計量値表示① 表示素子② 表示範囲③ 小数点④ オーバー表 示⑤単位⑥ 表示更新2）サブ表示① 表示素子② 表示内容3）動作表示① 表示素子② 表示内容１ １ － ３ ． 零点・感 度校正
1） 零点校正
2） 感度校正

3） 校正方法
4） 等価入力に よる精 度

0.5μV/D以上（D:最小目）
1.0mV/V入力時最大表示分解能：1/10,000（EXC=5V時）±0.03％FS±1カウント±0.005％FS/℃（入力感度:1.0mV/Vにおいて）±0.005％Reading/℃
約2Hz～4kHz(-3dB)間に於いて任意の12点を選択-12dB/oct.ローパスフィルタ
DC5Vまたは2.5V±5%,60mA
リモートセンシング機能付
350Ω型トランスデューサ4台接続可能
約0.5ms(約2000回/秒)

LED 7セグメント6桁、橙 色 、 文 字 高 さ 10m m±99999 (ゼロサプレ ス表示)
任意桁に設定可能(無し，0.0，0.00，0.000，0.0000)
全桁点滅
入力信号が±3.3mV/Vを超えるとOL表示。
kg
その他は付属単位シール貼り付け による
種類：kg，g，t，N，kN，N・m，kN・m，kPa，MPa，mm，%
1，2，5，10，20，50回/秒より選択
LED 7セグメント9桁、橙 色 、 文 字 高 さ 8mm
DISP SELキイ操作により表示内容を選択
風袋値、プリセット風袋値、積算目標、 積算値、積算回数、
表示ホールド値、ピークホール ド値、ボトム ホールド値、ピー クツーピーク 値、 換算 値(バーグラフ／パーセント／単 位
変換)
丸型LED Φ3mm、赤色、 11個
角 型 LED 赤 色 、 緑 色 、 黄 色 、 各 1 個
ST：安定表示、CZ：センターゼロ、GROSS：総量表示 、AZ：風袋引き中、PT：プリセット風袋、HOLD：ホールド動作
中 、＊：選択表示、SET POINT1～4：コンパレータ上下限 動
作、
LO/GO/HI：ウィンドコンパレータ動作-3～+3mV/Vの入力信号範囲-3.3mV/V～+3.3mV/Vのスパン量
任意の 5 点による非直線性補正機能付※零点と感度の合計が±3.5mV/V を超えない こと
実荷重校正 または 等価入力校正(EXC=5V使用時のみ対応)±0.2%FS(スパン量1mV/Vかつ同一ケーブル長の 条件 において) ※EXC=5V使用時のみ対応- 35 -

MA4-00234-R1

１ １ － ４ ． I/O部
1）操作スイッ チ① キイスイッ チ② スライドス イッチ
2）外部指令入 力3）制御用出力① 出力信号② 定格出力9キイ
3個 (背面)
6点 (6bit，1共通)
無電圧接点またはオープンコレクタ(Ic=10mA,耐圧 20V 以上)
0.2s ワンショット メーク信 号またはメーク信号
6点 (6bit，1共通)
オープンコレクタ出力(フォトカプラ絶縁)
DC30V，50mA(抵抗負荷)、出力飽和電圧1.2V以下

１ １ － ５ ． オプショ ン
1）OP-1：4～20mA電流出 力
出力信号
出力範囲
分解能
負荷抵抗
非直線性
温度特性

ADC サンプリン グに連動した DAC 出力
3.2～20.8mA 以上
表示分解能に連動 (最大 1/40,000)
510Ω以下±0.1％FS (表示値に対して)零点・感度共に±0.01％FS／℃2）OP-2：0～±10V電圧出力
出力信号
出力範囲
分解能
負荷抵抗
非直線性
温度特性

ADC サンプリン グに連動した DAC 出力
0V～±10V 以上
表示分解能に連動 (最大 1/40,000)
5kΩ以上±0.1％FS (表示値に対して)零点・感度共に±0.01％FS／℃3）OP-3：RS-232Cシリア ルデー タ通信
通信規格
EIA RS-232C 準拠
伝送形式
調歩同期(非同期)式、半二重双方向
伝送速度
2400，4800，9600，19200，38400bps
データ長
7．8 ﾋﾞｯﾄ
パリティ
NON，EVEN，ODD
フォーマッ ト
弊社専用フォーマット、ASCII ｺｰﾄﾞ4）OP-6：BCDデータ出力
インターフ ェイス定格出力データ更新 周期
出力論理
出力フォー マット

オープンコレクタ出力(フォトカプラ絶縁)
DC30V，30mA(抵抗負荷)，出力飽和電圧 0.6V 以下
表示書き換え周期に同期。 但し、最大 50ms(20 回／秒)
正／負論理選択可
28bit、小数点なし

5） OP-7：RS-485シリアルデ ータ通信
通信規格
EIA RS-485 準拠(4 線式)
伝送形式
調歩同期(非同期)式、半二重双方向
伝送速度
2400，4800，9600，19200，38400bps
データ長
7．8 ﾋﾞｯﾄ
パリティ
NON，EVEN，ODD
フォーマッ ト
弊社専用フォーマット、ASCII ｺｰﾄﾞ
最大接続数
10 台

- 36 -

MA4-00234-R1

１１－６．総
1） 停電対策
2） 電
源合

3） 使用温度･湿度範囲
4） 取り付け方 法
5） 質量キイ操作による各設定データは不揮発性 メモリに書き込み。
AC85～264V、50/60Hz、20VA ： 標準仕様
DC20～27V、0.5A： オプション
-10～＋40℃、20～85％ R.H.（結露無き事）
パネルマウント型
約1kg- 37 -

MA4-00234-R1

§ １ ２ ． 型式一覧 、附属 品
１ ２ － １ ． 型式
ＤＬＳ－５ ０３７ －１－ ＤＣ
電源仕様

無 記 入 ： AC10 0～ 240 V(標 準 仕 様 )DC： DC24 V(オ プ シ ョ ン )オプション
無記入：オプション無し
1： 電 流 出 力 (4～ 20mA )2 ： 電 圧 出 力 (0～ ± 10V)
3 ： RS-232Cシ リ ア ル 通 信
6 ： BCD 出 力
7 ： RS-485 シ リ ア ル 通 信
製品型式デ ジ タ ル 指 示 計 503 7シ リ ー ズ※ オ プ シ ョ ン の 装 着 は 弊 社 工 場 に 於 い て の み 可 能 。 (工 場 出 荷 時 オ プ シ ョ ン ) ま た 、
1も し く は 2 の ど ち ら か と 、 3ま た は 6,7の 何 れ か 1 点 を 組 み 合 わ せ る こ と も 可 能 。

１ ２ － ２ ． 附属品
1）取扱説明書
2）単位シール
3）端子台カバ ー4）SEN端子ショー トピン(装 着済)5）I/O配線用FCNコネクタ(16pin)

1部
1枚
2個
2個
1個

- 38 -

MA4-00234-R1

§ １ ３ ． 端子配列
１ ３ － １ ． 端子配列
1）センサー用 端子台(リ アパネ ル上段7.62mmピッチ圧着 端子用)
No.
接続信号
1
+EXC
ロードセル 印加電 圧(＋)
2
+SEN
リモートセ ンシン グ入力(＋)
3-SEN
リモートセ ンシン グ入力(－)
4-EXC
ロードセル 印加電 圧(－)
5
+SIG
ロードセル 信号入 力(＋)
6
-SIG
ロードセル 信号入 力(－)
7
SHL
ロードセル ケーブ ルシールド
6 芯シールドケ ーブルで 結線し て下さ い。 4 芯シールドケーブルを使用する場合は 1～2 間および 3～4 間をショート してく ださい。
また、ノイ ズの多 いライ ンや AC ラインとは別配線と して下さい。
ケ ー ブ ル 配 線 色 は メ ー カ ー ま た は 機 種によ り異な り ますのでロ ードセ ル に付 属して いる試 験 成
績書等を 参照の 上、信 号名称 とケー ブル色 を確認の 上、正しく接続して下さい。
2）アナログ出 力およ び電源 用端子台(リ アパネル下段7.62mmピッチ圧着端子用)
No.
接続信号
8
A-OUT+ 電流／電圧 出力
(オプシ
ョン)
9
A-OUT- 電流／電圧 出力GND
10S-OUT
カレントル ープ出 力(無極性)
11
12
E
接地
DC電源仕様(オプション)
13
14

AC(L)
AC(N)

13
14

電源(AC100～240V)

DC(＋)
DC(－)

電源(DC24V)
電源(DC0V)

オプション を指定 した場 合に、ア ナログ信号が出力されます。
接地(Ｅ)端子には 接地抵 抗100Ω以下のアースに接続 して下さい。
電源は仕様 により 、AC100～240V(標準)またはDC24V(オプション)があります。機器銘板で確認して下さい。AC電源 の場合 はツイス ト処理 を行って下さい。
3） 外部入出力 信号用 コネク タ(リアパネ ル下段FCNコネクタ)
I/O

No.

信

号

入力

B側
外部指令入力 2
外部指令入力 4
外部指令入力 6
外部指令入 力 COM
制御用出力 1
制御用出力 2
(コンパレータ 出力 1)(コンパレータ出力 2)6制御用出力 3制御用出力 4
(コンパレータ 出力 3)(コンパレータ出力 4／コンパレ ータ出力 LO)
7制御用出力 5制御用出力 6
(コンパレータ 出力 GO)(コンパレータ出力 HI)
8制御用出力 共通エミッタ
適合コネクタ：富 士通コ ンポーネ ント社製 FCN-361J016 (16pin メス)
誤動作防止 のため 、AC ラインや動 力線等との結束を避けてください。
1
2
3
4
5

A側
外部指令入 力 1
外部指令入 力 3
外部指令入 力 5

出力

- 39 -

MA4-00234-R1

A側
B側⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①(本体側ピン配 列)- 40 -

MA4-00234-R1

§ １ ４ ． 外形寸法 図

ST

CZ GROSS AZPT HOLDDLS-5037

*
FUNC

HOLD

AZ
R

*
DISP
SEL
1

2
3
4
SET POINT

LO

GO

HI

AZ

N/G

ESC

TOYO SOKKI§１５． 機能ブロ ック図- 41 -

MA4-00234-R1