PYROVIEWﬁ�������

�

�

�

65

78.5
1632.5������

�110 



��

25

�

��ﬁ�����
1x1/4”-20UNC;
16tief������ﬁ�����
2xM6; 16tief“compact+”(IP54)シリーズ

赤外線カメラ

非接触温度測定カメラ
測定温度範囲：-20℃〜3000℃“protection”(IP65)シリーズ

�ﬁﬂﬁ

コネクタ
�

�

68.5

19.3...55.3�

2x1/4”-20UNC; 8tief
4xM4; 8tief�����������
22

����

30

PYROVEIW��ﬁ�����
�ﬁ���

175.3150

�����������
�����������

Art.Nr. 1402A16901

��������

寸法������ ���

ﬁ

� 64�

������
�ﬁ���

寸法、コネクタ、ソフトウェア����������������������������������������������
�����ﬂ�����ﬂ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
��������ﬂ��������ﬂ������������������������������
������������������������������
�����ﬁ������� �����ﬁ�������
��������������������������������������������������
���������������
���������������

ﬁﬂﬁ�������ﬂ�������ﬂ��������
��������������������
��������

�������������
��������

����

����
���ﬁﬁ���ﬁﬁ
����

�������ﬁ������������

�����������ﬂ

���ﬁﬁ���ﬁﬁ
������������ﬂ

����

��ﬁ

��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

イーサネット (LAN)��������������ﬂ��������������ﬂ

��

���������������ﬁ���ﬁ���������������������
�������������ﬁ���ﬁ���������������������

ﬁﬁ

�

�

�

�

�

�

���������ﬂ���������ﬂ�������������
���������������

��

���

���

• カメラのフレームレートでのリアルタイム赤外線データの取得(TCP/UDP)• Webインタフェイス (ステータスおよびイメージバー)• PYROSOFT ソフトウェア• GigE Vision

TM準拠• スタンドアローン動作にも対応
 電源エラーシグナル/ トリガ 1

アラーム 1  トリガ 2

同期シグナル/(電源ユニット、アラームリレー、

アラーム 2 コントローラ、メディアコンバータ...)入力

カスタムターミナルボックス

出力ソフトウェア
多機能で使いやすい Windows ® 用ソフトウェア“PYROSOFT”はカメラのコントロール、記録、再生、測定データの保存・処理ができます。
特徴:‐ リアルタイムでのデータ記録‐ モニタリング範囲の設定とアラームのスレッショルド設定‐ トレンド解析‐ データ出力 (テキスト、Bitmap、ビデオ)‐ 各種プロセスインタフェイス(プロフィバス、アナログ・デジタル入出力)
全てのPYROVIEWカメラには無料の“PYROSOFT Compact”が付属しています。また、システムインテグレーションのためのプログラミングソフ
トウェアPYROSOFT DAQ (Windows ®-DLL)がオプションで用意されています。他にも、多機能な“PYROSOFT Professional”、“PYROSOFT Automation”など、用途に応じたソフトが用意されています。
お問い合わせ先：

E-Mail: sales@dht.co.jp
http://www.dht.co.jp

DHT

仕様・外観については予告なしに変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

デルフトハイテック株式会社〒211-0006 神奈川県 川崎市 中原区 丸子通 1-636
TEL: 044-455-0251 FAX: 044-434-3679

w w w. d i a s - i n f ra r e d . c o mw w w. d i a s - i n f ra r e d . c o m

PYROVIEW
DIAS Infrared Systems社の赤外線カメラシリーズPYROVIEWは優れた温度分解能と空間分解能の二次元温度分布イメージを非接触で測定可能です。

カメラタイプ

画素数

PYROVIEW 160L 160×120

豊富なレンズオプション:
モーターフォーカス／マニュアルフォーカス、マクロ／望遠、広角、特殊な燃焼室観察用レンズ、ボアスコープレンズなど、用途ごとに最適なレンズをお選びいただけます。カメラのデータはギガビットイーサネットでパソコンに転送されます。パソコンを使用せずに動作する、スタンドアローンタイプもオプションにて対応可能です。
カメラにはガルバニック絶縁入力（トリガ入力用）と出力（アラーム用）があり、アラームおよびしきい値の監視だけでなく外部機器と連携させることが可能です。
カメラには16bitのA/Dコンバータを搭載しており、広いダイナミックレンジのデータを取得できます。
DIAS Infrared Systemsでは安心してカメラをお使いいただくために、２年間の保証期間を設定しています。
放射率の測定誤差に起因する温度測定誤差を最小限にするには、短い波長測定する必要があります。PYROVIEWシリーズには0.8µm 〜 1.1 µm のシリコンセンサを使用したモデルも用意しています。

PYROVIEW 320L 320×240
PYROVIEW 380L 384×288

PYROVIEWの応用分野:‐ 生産ラインのプロセスコン
トロール、モニタリング‐ 火災感知システム(紙類の倉庫、廃棄物保管場、森林、町...)‐ 金属、ガラス、セメント産‐ 業における品質管理‐ 交通監視‐ 各種研究開発

温度範囲

温度範囲 28 µm〜14 µm
8 µm〜14 µm
8 µm〜14 µm

NETD 1画角 2‒20 ℃〜120 ℃,< 0,06 K

25°×19°, オプション:

0 ℃〜500 ℃(30 ℃, 70 Hz)‒20 ℃〜120 ℃,< 0,12 K

0 ℃〜500 ℃(30 ℃, 70 Hz)

電動フォーカス ハウジング

25°×19°, オプション:‒20 ℃〜120 ℃,< 0,06 K

30°×23°, オプション:

0 ℃〜500 ℃(30 ℃, 50 Hz)

90°×74°, 60°×47°,

PYROVIEW 640L 640×480

8 µm〜14 µm‒20 ℃〜120 ℃,< 0,08 K

34°×26°, オプション:

0 ℃〜500 ℃(30 ℃, 50 Hz)

67°×52°, 25°×19°,

compact+

yes

compact+
protection

yescompact+
protection

12°×9°PYROVIEW 640M 640×4803 µm〜5 µm

100 ℃〜300 ℃,< 0,5 K25°×19°, オプション:

200 ℃〜500 ℃(200 ℃, 50 Hz)

75°×60°, 59°×46°,

yescompact+
protection

43°×33°, 12°×9°

PYROVIEW 640G 640×480

4.8 µm〜5.2 µm

200 ℃〜500 ℃,<1K

25°×19°, オプション:

400 ℃〜1250 ℃(400 ℃, 50 Hz)

75°×60°, 59°×46°,

yescompact+
protection

43°×33°, 12°×9°

PYROVIEW 640F 640×480

3.9 µm

600 ℃〜1250 ℃<1K

25°×19°, オプション:(600 ℃, 50 Hz)

75°×60°, 59°×46°,

yescompact+
protection

43°×33°, 12°×9°

PYROVIEW 320N 320×256

1,4 µm〜1,6 µm

300 ℃〜1200 ℃<1K

24°×19°, オプション:(350 ℃, 100 Hz)

56°×46°, 34°×28°,

yescompact+
protection

12°×10°0.8 µm〜1.1 µm

600 ℃〜1500 ℃,
オプション

波長範囲

<1K

36°×27°, オプション:(600 ℃, 60 Hz)

51°×40°, 26°×19°,

1400 ℃〜3000 ℃

yes

compact+
protection

19°×14°, 13°×9°,

8 µm 〜 14 µm

ガラスの表面

200 ℃ 〜 1250 ℃

4.8 µm 〜 5.2 µm

ボレスコープレンズ:

炎に隠れた物体の温度測定

600 ℃〜 1250 ℃

約 3.9 µm

(PYROINC 512N)

セラミック、金属

100 ℃〜 500 ℃

3.0 µm 〜 5.0 µm

セラミック、金属

300 ℃〜 1200 ℃

1.4 µm 〜 1.6 µm
0.8 µm 〜 1.1 µm

no11°×8°, macro 60 µm‒20 ℃〜 500 ℃

600 ℃〜 3000 ℃

compact+

52°×40°金属以外の物質

金属、溶けたガラス

no52°×40°

44°×34°, 22°×16°,

PYROVIEW 512N 512×384
測定対象

波長域

9°×7°
71°×56°PYROVIEW 768N 768×576

0.8 µm〜1.1 µm

600 ℃〜1500 ℃,
オプション<1K(600 ℃, 50 Hz)

39°×30°, オプション:

yes

58°×45°compact+
protection

1400 ℃〜3000 ℃
1NETDの値は周囲温度25℃、最大フレームレートで黒体炉で測定された値です。 2 オプションにて他の仕様に変更可能です

ハウジング
PYROVIEW 赤外線カメラには2種類のハウジングがあります
compact+‒ アルミニウム製コンパクトハウジング‒ 防滴・防塵性能：IP54‒ 寸法 65 mm (L)×160 mm (W)×79 mm (H) (レンズ、コネクタ除く)‒ 動作環境温度: ‒10 ℃ bis 50 ℃protection‒ 工業用プロテクションハウジング‒ 防滴・防塵性能：IP65‒ エアパージ／水冷ユニット、防護ガラス付きステンレス製‒ 寸法：φ110 mm、全長 280 mm (マウント、コネクタを含まない)‒ 最大水圧：6 bar、 最大空気圧：2 bar‒ 動作環境温度：‒25 ℃〜+150 ℃ (水冷使用時)‒10 ℃〜+ 50 ℃ (水冷なし）

過酷な環境で使用されるカメラを可能な限り保護するため、電動フォーカスの"compact+"および"protection"シリーズのハウジングの外部には駆動部品はありません。ATEX防爆ハウジングや屋外用の全天候型パーンチルト機構付きのハウジン
グも用意しています。

w w w. d i a s - i n f ra r e d . c o m