PT0de-1767

Tragbares Gaswarngerät

GX-3R
Bedienungsanleitung(PT0-164)

2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tokio, 174-8744, Japan
Telefon: +81-3-3966-1113
Fax: +81-3-3558-9110
E-Mail : intdept@rikenkeiki.co.jp
Website : https://www.rikenkeiki.co.jp/

Inhalt
1 Produktübersicht.............................................................................................................................................. 4
1-1. Einführung .............................................................................................................................................. 4
1-2. Verwendungszweck ............................................................................................................................... 4
1-3. GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT und HINWEIS ............................................................................... 6
1-4. Prüfen von Normen und Explosionsschutz-Spezifikationen.................................................................. 6
2 Wichtige Sicherheitsinformationen ................................................................................................................ 7
2-1. Wichtiger Hinweis über die Japan Ex-Spezifikation .............................................................................. 7
2-2. Warnhinweise ......................................................................................................................................... 8
2-3. Vorsichtshinweise .................................................................................................................................. 9
2-4. Sicherheitshinweise zu ATEX/IECEx-Spezifikationen............................................................................. 11
3 Produktkonfiguration ................................................................................................................................... 12
3-1. Hauptgerät und Standardzubehör ....................................................................................................... 12
Hauptgerät........................................................................................................................................... 12Standardzubehör ................................................................................................................................. 13
3-2. Bezeichnung und Funktionen der Teile ............................................................................................... 14
Hauptgerät........................................................................................................................................... 14
LCD-Anzeige ....................................................................................................................................... 15
4 Alarmaktivierung .......................................................................................................................................... 16
4-1. Gasalarmaktivierung ............................................................................................................................ 16
4-2. Fehleralarmaktivierung ........................................................................................................................ 18
5 Verwendungsanleitung ................................................................................................................................ 19
5-1. Vor Verwendung des Produkts ............................................................................................................ 19
5-2. Vorbereiten der Inbetriebnahme .......................................................................................................... 19
5-2-1. Aufladen des Lithium-Ionen-Akkus ........................................................................................... 19
5-3. Inbetriebnahme .................................................................................................................................... 21
Einschalten .......................................................................................................................................... 21
Bildschirmübergang vom Einschalten zur Anzeige des Messbildschirms .......................................... 22
5-4. Luftkalibrierung..................................................................................................................................... 24
Luftkalibrierungsverfahren .................................................................................................................. 24
5-5. Gasdetektion ........................................................................................................................................ 25
5-5-1. Grundlegende Betriebsverfahren ............................................................................................. 25
5-5-2. Messmodus .............................................................................................................................. 26
5-6. Ausschalten .......................................................................................................................................... 28
6 Einstellungsvorgang .................................................................................................................................... 29
6-1. Anzeigemodus ...................................................................................................................................... 29
6-1-1. Anzeigen des Anzeigemodus ................................................................................................... 29
6-1-2. Details des Anzeigemodus ....................................................................................................... 29
6-2. Anzeigemoduseinstellungen ................................................................................................................ 31
6-2-1. Löschen der Peak-Wertanzeige ............................................................................................... 31
6-2-2. Auswahl des brennbaren Umwandlungsgases ........................................................................ 32
6-2-3. Akkuspareinstellung.................................................................................................................. 34
6-2-4. Anzeige der Kalibrierdaten ....................................................................................................... 35
6-2-5. Anzeige der Bump-Daten ......................................................................................................... 35
6-2-5. Anzeige des Alarmsollwerts ...................................................................................................... 37
6-3. Benutzermodus .................................................................................................................................... 38
6-3-1. Anzeigen des Benutzermodus .................................................................................................. 38
6-3-2. Benutzermoduseinstellungen ................................................................................................... 39
6-4. Benutzermoduseinstellungen .............................................................................................................. 41
6-4-1. Bump-Test ................................................................................................................................. 41
6-4-2. Kalibrierung ............................................................................................................................... 41
6-4-3. Einstellung des Kalibrierungsablaufdatums ............................................................................. 41
6-4-4. Bump-Test-Einstellung.............................................................................................................. 43
6-4-5. Einstellung des Alarmsollwerts ................................................................................................. 50-2-

6-4-6. Mittagspause: AN-/AUSZUZIEHEN.......................................................................................... 52
6-4-7. Einstellung des Bestätigungspieptons ..................................................................................... 53
6-4-8. Einstellung der LED-Beleuchtungszeit ..................................................................................... 56
6-4-9. Tastenton: AN-/AUSZUZIEHEN ............................................................................................... 56
6-4-10. Anzeige von Anzeigemodus-Elementen: ON/OFF ................................................................. 57
6-4-11. Datum- und Uhrzeiteinstellung ............................................................................................... 57
6-4-12. Einstellung des Benutzerpassworts ....................................................................................... 59
6-4-13. ROM/SUM-Anzeige ................................................................................................................ 61
7 Wartung ....................................................................................................................................................... 62
7-1. Wartungsintervalle und Wartungselemente ......................................................................................... 62
Wartungsservice.................................................................................................................................. 63
7-2. Kalibrierung .......................................................................................................................................... 64
7-2-1. Vorbereitung für die Kalibrierung .............................................................................................. 64
7-2-2. Kalibrierungseinstellungsmenü ................................................................................................ 65
7-2-3. Luftkalibrierung ......................................................................................................................... 67
7-2-4. Autom. Kalibrierung .................................................................................................................. 68
7-2-5. Einstellung des Zylinders für die autom. Kalibrierung .............................................................. 70
7-2-6. Auswahl der Gaskonzentration für die autom. Kalibrierung ............................................................. 71
7-3. Bump-Test ............................................................................................................................................ 72
7-4. Reinigungsanleitung ............................................................................................................................ 74
7-5. Teileaustausch ..................................................................................................................................... 75
7-5-1. Ersatzteile für den regelmäßigen Austausch ........................................................................... 75
7-5-2. Filteraustausch ......................................................................................................................... 76
8 Aufbewahrung und Entsorgung................................................................................................................... 79
8-1. Vorgehensweise für die Aufbewahrung oder bei längerem Nichtgebrauch ........................................ 79
8-2. Vorgehensweise bei der Verwendung nach Aufbewahrung ................................................................ 79
8-3. Produktentsorgung ............................................................................................................................... 80
9 Fehlerbehebung .......................................................................................................................................... 81
9-1. Produktanomalien ................................................................................................................................ 81
9-2. Messwertanzeige-Anomalien ............................................................................................................... 83
10 Produktspezifikationen ................................................................................................................................ 84
10-1. Spezifikationsliste .............................................................................................................................. 84
10-2. Zubehörliste ....................................................................................................................................... 86
11 Anhang ........................................................................................................................................................ 88
Datenloggerfunktion .................................................................................................................................... 88
Umwandlungsliste 100 %LEL = ppm .......................................................................................................... 90
Revisions- oder Aufhebungsverlauf ............................................................................................................ 91
Konformitätserklärung ................................................................................................................................. 92

-3-

1
1

Produktübersicht

1-1. Einführung
Vielen Dank, dass Sie das tragbare Gaswarngerät GX-3R (im Folgenden „Produkt“ genannt) gekauft
haben. Bitte überprüfen Sie zuerst, ob die Modellnummer des Produkts, das Sie gekauft haben, mit derModellnummer des Produkts übereinstimmt, das in diesem Handbuch behandelt wird.
Das Produkt darf nur von hinreichend geschulten Personen verwendet werden.
Die in diesem Handbuch beschriebenen Wartungsverfahren dürfen nur von hinreichend geschulten
Personen durchgeführt werden. Wartungsverfahren, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind,müssen von Riken Keiki oder unseren zertifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden. Bitte wenden
Sie sich an Riken Keiki.
Dieses Handbuch beschreibt die Verwendung des Produkts und gibt die Produktspezifikationen an.
Stellen Sie sicher, dass Sie den Inhalt dieses Handbuch gelesen und vollständig verstanden haben, bevor
Sie das Produkt verwenden. Die gilt sowohl für Erstbenutzer als auch für Personen, die das Produkt
bereits vorher verwendet haben.
Bewahren Sie dieses Handbuch für die zukünftige Verwendung sicher auf.
Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne Vorankündigung geändert werden, um Produktverbesserungenzu ermöglichen. Jegliche Vervielfältigung oder Reproduktion dieses Handbuch, ob ganz oder teilweise,ohne Genehmigung ist verboten.
Neben diesem Handbuch werden auch Handbücher für optionale Produkte (getrennt verkauft) mitgeliefert.
Sehen Sie neben diesem Handbuch in den folgenden Handbüchern nach, wenn Sie optionale Produkte(getrennt verkauft) verwenden:
1) Bedienungsanleitung RP-3R Pumpeneinheit (PT0E-166)
2) Bedienungsanleitung SW-GX-3R Datenlogger-Managementprogramm-Software (PT0E-178)
3) Bedienungsanleitung SDM-3R Docking-Station (PT0E-167)
Unabhängig vom Garantiezeitraum übernimmt Riken Keiki keine Haftung für Unfälle oder Schäden, dieaus der Verwendung des Produkts resultieren.
Lesen Sie auf jeden Fall die Garantiebedingungen durch.

1-2. Verwendungszweck
Das Produkt ist ein Multigas-Warngerät, das mit bis zu drei Arten von Sensoren ausgestattet ist, um die
Detektion von vier verschiedenen Gasarten mit einem einzigen Gerät zu ermöglichen.
Das Produkt ist je nach Kombination der Detektionszielgase in mehreren verschiedenen Versionen
erhältlich. Prüfen Sie die Spezifikationen vor Verwendung, um zu bestätigen, dass die korrekten Gase
gemäß Verwendungszweck detektiert werden.
Das Produkt ist ein Gasdetektor, der die Konzentration von Chemikalien in der Luft in Arbeitsumgebungenmessen soll. Es misst Konzentrationen toxischer Gase, brennbarer Gase und Sauerstoff, denen es
ausgesetzt ist, und gibt einen Alarm aus, wenn die Konzentration ein vorher festgelegtes Niveauübersteigt. So werden Benutzer bei Gefahr einer Gasvergiftung und eines Sauerstoffmangels gewarnt.
-4-

<Liste der Detektionszielgase (installierte Sensormodelle) nach Typ>
Detektionszielgase (installierte Sensormodelle)
Brennbares
Kohlenmonoxid/Gas
Typ
Schwefelwasserstoff Kohlenmonoxid
Sauerstoff
Schwefelwasserstoff<HC oder(ESR-X13P)(ESR-A13P)(ESR-A13i)
CH4>(NCR-6309)

Typ A
Typ B
Typ C
Typ CH
Typ D
Typ E
Typ F
Typ FH
Typ G
Typ I
Typ IH
Typ K







(ESR-A1DP)










Kohlenmonoxid(ESR-A1CP)*

















* Der Kohlenmonoxidsensor (ESR-A1CP) beinhaltet eine Korrekturfunktion zur Verringerung derInterferenz aufgrund von Wasserstoff. Diese Funktion ist für Wasserstoffkonzentrationen bis 2.000 ppm
geeignet.

-5-

1-3. GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT und HINWEISIn diesem Handbuch werden die folgenden Überschriften verwendet, um ein sicheres und effektives
Arbeiten zu gewährleisten:

GEFAHR

Gibt Situationen an, in denen eine falsche Handhabung zu tödlichen
oder schweren Verletzungen oder schweren Sachschäden führenkann.

WARNUNG

Gibt Situationen an, in denen eine falsche Handhabung zu schweren
Verletzungen oder schweren Sachschäden führen kann.

VORSICHT

Gibt Situationen an, in denen eine falsche Handhabung zu leichten
Verletzungen oder leichteren Sachschäden führen kann.

HINWEIS

Gibt Tipps zur Handhabung.

1-4. Prüfen von Normen und ExplosionsschutzSpezifikationen
Die Produktspezifikationen hängen von den spezifischen Normen und der Explosionsschutz-Zertifizierung
ab. Prüfen Sie vor Verwendung die tatsächlichen Produktspezifikationen. Modelle mit CE-Kennzeichnung
finden Sie in der „Konformitätserklärung“ im Anhang.
Auf dem angebrachten Typenschild finden Sie die Produktspezifikationen.

Baumusterprüfbes
cheinigung

Japan Ex-Typenschild

Ex-Kennzeichnung
CE-Kennzeichnung

ATEX/IECEx,CE-Kennzeichnung

-6-

2

Wichtige
Sicherheitsinformationen
2

Um die Leistung des Produkts aufrechtzuerhalten und sichere Verwendung zu gewährleisten, sollen Sie
immer die folgenden Hinweise GEFAHR, WARNUNG und VORSICHT beachten.

2-1. Wichtiger Hinweis über die Japan Ex-Spezifikation
GEFAHR
Explosionsschutz• Der Schaltkreis und die Konfiguration dürfen nicht modifiziert odergeändert werden.
• Beim Messen von Sauerstoffkonzentrationen dürfen nur Gemische aus
Luft und brennbaren oder toxischen Gasen gemessen werden.
• Bei Verwendung des Produkts in Gefahrenbereichen sind die
folgenden Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz vor den Gefahren
statischer Elektrizität zu ergreifen:① Tragen Sie antistatische Kleidung und leitfähige Schuhe
Hauptgerät(antistatische Arbeitsschuhe).
② Stellen Sie sich bei Verwendung des Produkts in Innenräumen auf einen
leitfähigen Arbeitsboden (mit einem Ableitwiderstand von 10 MΩ oder weniger).
• Die Nennwerte sind wie folgt:
Stromversorgung: Akku (BP-3R):
3,7 V DC, 200 mA
Zulässige Spannung des Akkuladekontakts: 6,3 V DC (nur mit SELV-Stromversorgung)Umgebungstemperatur:-40 °C bis +60 °C(Umgebungstemperatur bezieht sich auf den Temperaturbereich, in dem die ExplosionsschutzLeistung aufrechterhalten werden kann. Sie bezieht sich nicht auf den Temperaturbereich, in dem
die Produktleistung garantiert ist. Bereich der Betriebstemperaturen siehe „10-1.
Spezifikationsliste“)• Die Ex-Schutzart ist Ex ia IIC T4 Ga.
• Das Produkt entspricht den folgenden Richtlinien zum Explosionsschutz:
Empfohlene Praktiken für explosionsgeschützte elektrische Installationen in allgemeinen
IndustrienJNIOSH-TR-46-1 und 6: 2015
Verwendung• Beim Messen in Einstiegsöffnungen oder geschlossenen Räumen nie über die Einstiegsöffnung
oder den geschlossenen Raum beugen oder hineinblicken. Es besteht die Gefahr, dasssauerstoffarme Luft oder andere Gase von solchen Orten entweichen können.

WARNUNG• Sollte eine Anomalie am Produkt auftreten, wenden Sie sich umgehend an Riken Keiki. Besuchen
Sie unsere Website, um Informationen zur nächstgelegenen Riken Keiki-Niederlassung zu
erhalten.
-7-

2-2. Warnhinweise
WARNUNG
Handhabung der Sensoren• Nicht versuchen, elektrochemischen Sensor im Produkt zu zerlegen. Das im Inneren befindliche
Elektrolyt kann eine Entzündung verursachen, wenn es mit der Haut in Kontakt kommt. Es besteht
außerdem die Gefahr der Erblindung, wenn es mit den Augen in Kontakt kommt. Elektrolyt kannKleidung verfärben oder zersetzen, wenn es mit Kleidung in Kontakt kommt. Sollte es zu einem
Kontakt kommen, Bereich sofort mit reichlich Wasser spülen. Nur Stickstoff als Ausgleichsgas
beim Kalibrieren oder Justieren des Sauerstoffsensors verwenden.
Frischluftjustierung in der Atmosphäre• Bei Durchführung einer Frischluftjustierung in der Atmosphäre diese vor Beginn auf Frische
prüfen. Das Vorhandensein von Interferenzgasen macht die korrekte Justierung des Produkts
unmöglich, was zur Gefahr fehlerhafter Detektion bei Auftreten tatsächlicher Gaslecks führt.
Maßnahme bei Auftreten eines Gasalarms• Das Auftreten eines Gasalarms weist auf eine äußerst gefährliche Situation hin. Der Benutzer
muss entsprechende Maßnahmen ergreifen, nachdem er Schritte zur Gewährleistung derSicherheit ergriffen hat.
Prüfung des Akkuladezustands• Akkuladezustand vor Verwendung der Pumpe prüfen. Der Akku kann leer sein, wenn das Produkt
erstmals oder nach längerem Nichtgebrauch verwendet wird. Akku vor dem Gebrauch aufladen.
• Wenn ein Alarm wegen schwacher Akkuspannung erfolgt, kann kein Gas detektiert werden. Wenn
der Alarm während des Gebrauchs erfolgt, Gerät ausschalten und Akku umgehend an einem
sicheren Ort aufladen.
Verschiedenes• Gas kann nicht detektiert werden, wenn der Sensor mit Wasser, z. B. Regenwasser, bedeckt ist.
Produkt nicht im Regen verwenden und nicht in Wasser tauchen.
• Beim Tragen des Produkts darauf achten, dass es der Luft ausgesetzt ist. Wenn es abdeckt oderblockiert ist, kann keine korrekte Messung erhalten werden, was zu Unfällen führen kann.
• Produkt nicht im Feuer entsorgen.
• Nicht versuchen, das Produkt zu waschen (in der Waschmaschine oder einer
Ultraschallreinigungsmaschine).
• Summeröffnung nicht blockieren. Dies würde die akustische Warnung dämpfen oder verstummenlassen.

-8-

2-3. Vorsichtshinweise
VORSICHT• Produkt nicht an Orten verwenden, an denen es Öl oder Chemikalien usw. ausgesetzt sein könnte.
‧
Verwendung des Produkts an Orten vermeiden, an denen Flüssigkeiten wie Öl und
Chemikalien auf das Produkt gespritzt werden könnten.
‧
Produkt nicht an Orten ablegen, an denen sich Wasser oder Schmutz ansammelt. Das
Ablegen des Produkts an solchen Orten kann Fehlfunktionen aufgrund des Eintritts von Wasser
oder Schmutz in die Summeröffnung verursachen.
• Produkt nicht an Orten verwenden, an denen die Temperatur den Betriebstemperaturbereichübersteigt.
‧
Der Betriebstemperaturbereich des Produkts ist wie folgt. Das Produkt darf nicht bei
Temperaturen außerhalb des Betriebsbereichs verwendet werden.
Umgebung für dauerhafte Verwendung: -20 °C bis +50 °C
Umgebung für temporäre Verwendung: -40 °C bis +60 °C‧
Das Produkt darf nicht längere Zeit an Orten verwendet werden, an denen es dem direkten
Sonnenlicht ausgesetzt ist.
‧
Das Produkt darf bei heißem Wetter nicht in abgestellten Fahrzeugen liegen gelassen
werden.
• Der Bereich der Luftfeuchtigkeit im Betrieb ist einzuhalten, um zu verhindern, dass sichKondensation im Produkt bildet.
Kondensation, die sich im Produkt bildet, kann zu Verstopfen oder Gasadsorption führen, was eine
genaue Gasdetektion verhindern kann. Kondensation muss auf alle Fälle vermieden werden.
Neben der Verwendungsumgebung sollten Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Probenahmestellesorgfältig überwacht werden, um zu verhindern, dass sich Kondensation im Produkt bildet.
• Keine Sprechfunkgeräte in der Nähe des Produkts verwenden.
‧
Funkwellen von Sprechfunkgeräten oder andere funkwellenübertragende Geräte in derNähe des Produkts können die Messwertanzeige beeinflussen. Wenn Sprechfunkgeräte oderandere funkwellenübertragenden Geräte verwendet werden, muss dies in einer Entfernung vom
Produkt erfolgen, in der sie den Betrieb nicht stören.
‧Produkt nicht in der Nähe von Geräten verwenden, die starke elektromagnetische Strahlung
abgeben (Hochfrequenz- oder Hochspannungsgeräte).
• Vor Verwendung des Geräts überprüfen, dass die Betriebsstatusanzeige blinkt.
Wenn die Betriebsstatusanzeige nicht blinkt, kann Gas nicht richtig detektiert werden.
Sensoren・ Wenn Sensoren für brennbare Gase in einer Umgebung verwendet werden, in der
Siliziumverbindungen, Halide, hohe Konzentrationen von Sulfiden oder hohe Konzentrationen
von Lösungsmittelgasen vorhanden sind, kann sich die Lebensdauer des Sensor verringern, die
Empfindlichkeit gegenüber brennbaren Gasen kann sich verschlechtern und es kann sein, dasskeine genauen Messwertanzeigen erhalten werden. Falls eine solche Umgebung nichtvermeidbar ist, halten Sie die Zeit möglichst kurz und lassen Sie das Produkt nach Verwendungin der frischen Luft stehen. Überprüfen Sie, ob wieder ein normaler und stabiler Messwert
angezeigt wird.
・ Eine Sauerstoffkonzentration über einem bestimmten Niveau ist nötig, damit der Sensor fürbrennbare Gase <%LEL> im Produkt Gase korrekt detektiert und Konzentrationen richtig
anzeigt.
・ Produkt keinen plötzlichen Druckschwankungen aussetzen. Die Sauerstoffmesswertanzeigen
variieren vorübergehend, was eine genaue Messung verhindert.
・ Nur Stickstoff als Ausgleichsgas beim Kalibrieren oder Justieren des Sauerstoffsensors
verwenden. Andernfalls erhöhen sich Sauerstoffmesswertanzeigefehler, was eine genaue
Messung verhindert.

-9-

VORSICHT• Führen Sie auf jeden Fall eine regelmäßige Wartung durch.
Das Produkt muss regelmäßig gewartet werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Eine
fortgesetzte Verwendung des Produkts ohne Wartung führt zu Schwankungen bei der
Sensorempfindlichkeit, was eine genaue Gasdetektion verhindert.
• Verschiedenes‧
Durch unnötiges Drücken der Tasten können die Einstellungen geändert werden, was das
korrekte Aktivieren der Alarme verhindert. Vermeiden Sie es, irgendwelche Vorgänge
durchzuführen, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beschrieben sind.
‧
Produkt nicht fallenlassen und es keinen Stößen aussetzen. Dadurch könnten der
Explosionsschutz, die Wasser- und Staubdichtheit sowie die Gasdetektionsleistung leiden.
‧
Produkt während des Aufladens nicht verwenden.
• Nicht mit spitzen Gegenständen in die Summeröffnung oder die Sensoröffnungen stechen. Dies
könnte zum Eindringen von Wasser oder Fremdkörpern und damit zu Fehlfunktionen oder
Schäden am Produkt führen.
• Summeröffnung nicht mit Klebeband oder Gegenständen blockieren. Dies verhindert die
Justierung des Innendrucks des Produkts, was zu Fehlfunktionen führen kann.
• Folie auf der LCD-Anzeige nicht entfernen. Dies beeinträchtigt die Wasser- und Staubdichtheit.
• Infrarotanschluss nicht mit Schildern oder anderen Gegenständen bedecken. Dies verhindert die
Infrarotkommunikation.
• Verwendung‧
Die Betriebszeit wird in kalten Umgebungen durch die Akkuleistung verringert.
‧
Die Reaktion der LCD-Anzeige kann sich bei niedrigen Temperaturen verlangsamen.
‧
Luftkalibrierung immer unter Druck-, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen, diedenen in der Betriebsumgebung ähnlich sind, und in der frischen Luft durchführen.
‧
Warten Sie, bis sich die Messwertanzeige stabilisiert, bevor Sie die Luftkalibrierung
durchführen.
‧
Bei einem Temperaturunterschied von 15 °C oder mehr zwischen dem Lager- undVerwendungsort, Gerät ausschalten und etwa 10 Minuten lang in einer Umgebung, die dem
Verwendungsort ähnlich ist, akklimatisieren lassen, bevor die Luftkalibrierung in der frischen Luftdurchgeführt wird.
‧
Beim Abwischen des Produkts kein Wasser darauf spritzen und keine organischen
Lösungsmittel wie Alkohol und Benzin verwenden. Dies könnte die Oberflächen des Produkts
verfärben oder beschädigen.
‧
Nach längerer Aufbewahrung vor Verwendung muss eine Kalibrierung durchgeführt werden.
Für Informationen zur Neujustierung einschl. Kalibrierung wenden Sie sich bitte an Riken Keiki.

- 10 -

2-4. Sicherheitshinweise zu ATEX/IECEx-Spezifikationen
Das Produkt kann mit bis zu drei Arten von Sensoren ausgestattet werden, um bis zu vier verschiedene
Gasarten nachzuweisen.
Produkt nicht in Gefahrenbereichen aufladen.
Explosionsschutz-Spezifikationen
Ex da ia I Ma , Ex da ia IIC T4 Ga (mit Sensor für brennbare Gase NCR-6309)
Ex ia I Ma , Ex ia IIC T4 Ga (ohne Sensor für brennbare Gase NCR-6309)
I M1 Ex da ia I Ma , II 1 G Ex da ia IIC T4 Ga (mit Sensor für brennbare Gase NCR-6309)
I M1 Ex ia I Ma , II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (ohne Sensor für brennbare Gase NCR-6309)
・ Umgebungstemperaturbereich:-40 °C～+60 °C
・ Umgebungstemperaturbereich (zum Aufladen): 0°C～+40°C
Elektrische Spezifikationen
Zertifikatnummern
・ IECEx:・ ATEX:

IECEx DEK 17.0050X
DEKRA 17 ATEX 0103X

Anwendbare Normen
・ IEC 60079-0: 2017
・ IEC 60079-1: 2014-06
・ IEC 60079-11: 2011

・ EN IEC 60079-0:2018
・ EN60079-1:2014
・ EN60079-11:2012
・ EN50303:2000

Sicherheitsmaßnahmen
・ Produkt nicht in Gefahrenbereichen aufladen.
・ Zum Aufladen des Produkts das dafür vorgesehene Ladegerät verwenden.
・ Nicht versuchen, das Produkt zu zerlegen oder zu modifizieren.
INST. Nr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AB C
DE
A: Herstellungsjahr (0 bis 9)
B: Herstellungsmonat (1 bis 9 für Januar bis September, X für Oktober, Y für November, Z für
Dezember)
C: Herstellungslos
D: Seriennummer
E: Fabrikcode

2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tokio, 174-8744, Japan
Telefon: +81-3-3966-1113
Fax: +81-3-3558-9110
E-Mail: intdept@rikenkeiki.co.jp
Website: https://www.rikenkeiki.co.jp- 11 -

3
3

Produktkonfiguration

3-1. Hauptgerät und StandardzubehörÖffnen Sie den Karton und die Verpackung und überprüfen Sie das Produkt und Zubehör.
Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich an Riken Keiki.

Hauptgerät
Nähere Informationen zu den Bezeichnungen und Funktionen der Produktteile und zur LCD-Anzeige
finden Sie in „3-2. Bezeichnung und Funktionen der Teile“ auf Seite 14.

GX-3R Hauptgerät- 12 -

Standardzubehör
Netzteil×1

Schutzabdeckung
aus Gummi
×1
Schützt das Produkt
vor Stößen oder bei
Fallenlassen.

Krokodilklemme
×1

Trageriemen
×1

Ermöglicht das
Anbringen desProdukts an einer
Tasche.
* Nur allgemeine
ATEX/IECExSpezifikation

Gürtelclip
×1

Produktgarantie

Zum Anbringen desProdukts an einem
Gürtel.
* Japan Ex -Spezifikation

Sensorgarantie

Bedienungsanleitung

GEFAHR
Explosionsschutz• Der Schaltkreis und die Konfiguration dürfen nicht modifiziert oder geändert werden.
• Beim Messen von Sauerstoffkonzentrationen nur Gemische aus Luft und brennbarem Gas oderDampf und toxischem Gas messen.
• Bei Verwendung des Produkts in Gefahrenbereichen sind die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zum
Schutz vor den Gefahren statischer Elektrizität zu ergreifen:① Tragen Sie antistatische Kleidung und leitfähige Schuhe (antistatische Arbeitsschuhe).
② Stellen Sie sich bei Verwendung des Produkts in Innenräumen auf einen leitfähigen
Arbeitsboden (mit einem Ableitwiderstand von 10 MΩ oder weniger).

- 13 -

3-2. Bezeichnung und Funktionen der Teile
Dieser Abschnitt beschreibt die Bezeichnungen und Funktionen der verschiedenen Teile des Hauptgeräts
und der LCD-Anzeige.

Hauptgerät(4), (5)

(7)

(1)

(4)

(3)

(2)

(6)

(8)

Bezeichnung

Hauptfunktion
Zeigt Informationen wie Gasart und Gaskonzentration an.

(1)

LCD-Anzeige(2)

POWER/MODE-Taste

Schaltet das Gerät ein und aus. Diese Taste wird auch zum
Bestätigen der Einstellungen im Einstellmodus verwendet.

(3)

AIR-Taste

Führt die Luftkalibrierung im Messmodus durch. Diese Taste
wird auch zum Auswählen der Einstellungen im Einstellmodus
verwendet.

(4)

Alarm-LED-Arrays(5)

InfrarotKommunikationsanschluss

(6)
(7)

Summeröffnung
Akkuladekontakt

Gibt Betriebs- und Alarmtöne ab. (Nicht blockieren.)
Kontakt zum Anschließen des Ladegeräts (EPU15-102-L6)(8)

SensorenEs sind Sensoren für die Detektion individueller Gase
installiert.

Die Lampen blinken bei Auftreten eines Alarms rot.
Dieser wird für die Datenkommunikation mit einem PC bei
Verwendung eines Datenlogger-Managementprogramms
verwendet.

VORSICHT• Nicht mit spitzen Gegenständen in die Summeröffnung oder die Sensoröffnungen stechen. Dies
könnte zum Eindringen von Wasser oder Fremdkörpern und damit zu Fehlfunktionen oder
Schäden am Produkt führen.
• Folie auf der LCD-Anzeige nicht entfernen. Dies beeinträchtigt die Wasser- und Staubdichtheit.
• Infrarot-Kommunikationsanschluss nicht mit Schildern oder Aufklebern bedecken. Dies verhindert
die Infrarotkommunikation.
• Summeröffnung nicht mit Klebeband oder Gegenständen blockieren. Dies verhindert die
Justierung des Innendrucks des Produkts, was zu Fehlfunktionen führen kann.
- 14 -HINWEIS• In dieser Bedienungsanleitung haben Tasten mehrere Funktionen, die wie folgt in den
Betriebsverfahren beschrieben werden:
Beispiel: Die POWER/MODE-Taste wird wie folgt beschrieben:• POWER-Taste beim Ein- und Ausschalten• MODE-Taste beim Bestätigen der Einstellungen

LCD-Anzeige
(2)
(1)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

Bezeichnung
Anzeige des Betriebsstatus
Uhranzeige
Konzentration brennbarer Gase
Sauerstoffkonzentration
Kohlenmonoxidkonzentration

Hauptfunktion
Gibt den Betriebsstatus an. Blinkt, wenn alles normal ist.
Zeigt die Zeit an.
Zeigt Gaskonzentrationen als nummerische
Messwertanzeige an.
Die Konzentrationsmesswertanzeige wird für Sensoren
außer dem Sensor für brennbare Gase jede Sekunde
aktualisiert.
Schwefelwasserstoffkonzentration Die Konzentrationsmesswertanzeige brennbarer Gase
wird alle fünf Sekunden aktualisiert (alle 15 Sekunden bei
Akkusparbetrieb).
Gibt den Akkuladezustand an. Eine Anleitung zur Anzeige
Symbol für den Akkuladezustanddes Akkuladezustands finden Sie ihm HINWEIS unten.

HINWEIS• Der ungefähre Akkuladezustand wird wie folgt angezeigt:
Ausreichend
Niedrig
Aufladen nötig.
Das Akkusymbol blinkt, wenn der Akkuladezustand noch weiter sinkt.
• Wenn die Anzeige des Bump-Test-Ablaufdatums aktiviert ist, wird bis
zum Bump-Test-Ablaufdatum ✔ oben links auf dem LCD angezeigt.
Weitere Informationen zur Anzeige des Bump-Test-Ablaufdatums finden
Sie in „6-4-3. Einstellung des Kalibrierungsablaufdatums“ auf Seite 41.
• Wenn die Akkusparfunktion aktiviert ist, wird „L“ oben links auf derAnzeige angezeigt.
• „M“ wird oben links auf dem LCD angezeigt, wenn der Benutzermodus
ausgewählt ist.

- 15 -

4

Alarmaktivierung44-1. Gasalarmaktivierung<Alarmarten>Ein „Gasalarm“ wird ausgelöst, wenn die Konzentration der detektierten Gase die in der folgenden Tabelle
dargestellten Alarmsollwerte erreicht oder übersteigt. (Selbsthaltend)
Gasalarmarten beinhalten den ersten Alarm (WARNING), zweiten Alarm (ALARM), dritten Alarm (ALARM
H), TWA-Alarm, STEL-Alarm, OVER-Alarm (Skalenüberschreitung) und M OVER-Alarm (minus
Sensorfehler).
Gasalarme werden wie folgt priorisiert:
Erster Alarm < zweiter Alarm < dritter Alarm < M OVER-Alarm < OVER-Alarm < integrierter Alarmpunkt <TWA-Alarm < STEL-Alarm<Standardeinstellungen>
Element Gemessenes
Gas

Brennbares Gas

Sauerstoff

CO

H2S

Methan/HC

Messbereich

0 bis 100 % LEL

0 bis 25 %0 bis 500 ppm

0 bis 30 ppm

Betriebsbereich-

25 bis 40 %500 bis 2.000 ppm

30 bis 200 ppm

MinimaleAuflösung

1 %LEL

0,1 %

1 ppm

0,1 ppm

L: 18,0 %LL: 18,0 %H: 25,0 %MOVERAlarm:-1,0 Vol-%

1. Alarm:
2. Alarm:
3. Alarm:
TWA-Alarm:
STEL-Alarm:
OVER-Alarm:

25 ppm50 ppm50 ppm25 ppm200 ppm
2.000 ppm

10 %LEL
25 %LEL
50 %LEL
100 %LEL

L: 19,5 %LL: 18,0 %H: 23,5 %MOVER-Alarm：-10 %LEL

OVER-Alarm:
40,0 %

25 ppm50 ppm1.200 ppm
25 ppm200 ppm
2.000 ppm

Alarmsollwert(Japan Ex Spezifikation)

Alarmsollwert(Allgemeine
ATEX/IECExSpezifikation)

1. Alarm:
2. Alarm:
3. Alarm:
OVER-Alarm:

10 %LEL
50 %LEL
50 %LEL
100 %LEL

MOVER-Alarm：-10 %LEL

1. Alarm:
2. Alarm:
3. Alarm:
OVER-Alarm:

OVER-Alarm:
40,0 %

MOVERAlarm:-1,0 Vol-%

MOVER-Alarm: - 50 ppm

1. Alarm:
2. Alarm:
3. Alarm:
TWA-Alarm:
STEL-Alarm:
OVER-Alarm:

1,0 ppm
10,0 ppm
10,0 ppm
1,0 ppm
5,0 ppm
200,0 ppm

MOVER-Alarm: -10,0 ppm

1. Alarm:
2. Alarm:
3. Alarm:
TWA-Alarm:
STEL-Alarm:
OVER-Alarm:

1. Alarm:
2. Alarm:
3. Alarm:
TWA-Alarm:
STEL-Alarm:
OVER-Alarm:

5,0 ppm
30,0 ppm
100,0 ppm
1,0 ppm
5,0 ppm
200,0 ppm

MOVER-Alarm: - 50 ppm

MOVER-Alarm: -10,0 ppm

HINWEIS• Die Standardeinstellungen sind wie in der obigen Tabelle beschrieben.
• Die für den ersten Alarm (WARNING), zweiten Alarm (ALARM), dritten Alarm (ALARM H), TWAAlarm und STEL-Alarm in der obigen Tabelle angegebenen Alarmsollwerte können geändert
werden. Informationen zum Ändern der Alarmsollwerte finden Sie in „6-4-5. Einstellung desAlarmsollwerts“ auf Seite 50. (Für Elemente mit „-“ kann der Sollwert nicht geändert werden.)- 16 -

<Summer- und Lampenblinkmuster bei Gasalarm>
Bei Auftreten eines Gasalarms wird der Benutzer durch den Summer, das blinkende Alarm-LED-Array undVibration in zwei Stufen informiert.
Die einzelnen Vorgänge sind wie folgt:
Alarmart
SummerErster Alarm
Wiederholte
abwechselndestarke undschwache
Pieptöne in 1SekundenIntervallen:„Piep, Piep“

Blinken der
Alarm-LEDArrays

Wiederholtes
Blinken in 1SekundenIntervallen

Vibration

Zweiter Alarm Dritter Alarm TWA-Alarm
STEL-Alarm
Wiederholte
Wiederholte
Wiederholte
Wiederholte
abwechselnde abwechselnde abwechselnde abwechselndestarke undstarke undstarke undstarke undschwacheschwacheschwacheschwache
Pieptöne in 1- Pieptöne in 1Pieptöne in
Pieptöne in
Sekunden0,5-Sekunden- 0,5-Sekunden- SekundenIntervallen:
Intervallen:
Intervallen:
Intervallen:„Piep, Piep“„Piep, Piep“„Piep, Piep,„Piep, Piep,
Piep, Piep“
Piep, Piep“
Wiederholtes Wiederholtes Wiederholtes Wiederholtes
Blinken in 1Blinken in 0,5- Blinken in 0,5- Blinken in 1SekundenSekundenSekundenSekundenIntervallen
Intervallen
Intervallen
Intervallen
Vibration bei Auftreten eines Alarms

Für andere Gase als Sauerstoff: „Alarmmuster (H-HH-HHH)“

OVER-Alarm M OVER-Alarm
Wiederholte
Wiederholte
abwechselnde intermittierende
Pieptöne in 1starke und
SekundenschwacheIntervallen:
Pieptöne in
0,5-Sekunden- „Piep, Piep“
Intervallen:„Piep, Piep,
Piep, Piep“
Wiederholtes Wiederholtes
Blinken in 0,5- Blinken in 1SekundenSekundenIntervallen
Intervallen
Keine

Für Sauerstoff: „Alarmmuster (L-LL-H)“

Zurücksetzen

Zurücksetz

0Konzentration

Konzentration

Dritter
Alarmsollwert
Zweiter
Alarmsollwert
ErsterAlarmsollwert

Dritter
Alarmsollwert
ErsterAlarmsollwert
Zweiter
Alarmsollwert

0

Zeit

Zeit

Alarmlampe
SummerAlarmlampe
Summer<Gasalarmanzeige>

Bei Auftreten eines Gasalarms wird die Alarmart unten auf dem Bildschirm angegeben und die
entsprechende Gaskonzentrationsanzeige blinkt.
Wenn der Detektionsbereich überschritten wird (Skalenüberschreitung), blinkt „OVER“ unten auf dem
Bildschirm und „∩∩∩“ blinkt im Gaskonzentrationsanzeigebereich.

Beispiel für die Anzeige
Alarmart
LCDAnzeige

Erster Alarm

Methan (CH4)-Konzentration: 10 %LEL Erster Alarm ausgelöst

Zweiter Alarm

Dritter AlarmM OVER-Alarm„M OVER“ wird
„OVER“ wird
„STEL“ wird
„TWA“ wird
„ALARM“ wird „ALARM H“„WARNING“
wird unten auf unten auf dem wird unten auf unten auf dem unten auf dem unten auf dem unten auf dem
Bildschirm
Bildschirm
Bildschirmdem Bildschirm Bildschirmdem Bildschirm Bildschirmangezeigt und angezeigt und angezeigt und angezeigt und angezeigt und angezeigt und angezeigt und„∩∩∩“ blinkt im „∩∩∩“ blinkt im
der
der
der
der
der
Gaskonzentrati Gaskonzentrati Gaskonzentrati Gaskonzentrati Gaskonzentrati Gaskonzentrati Gaskonzentrati
onswert blinkt. onswert blinkt. onswert blinkt. onswert blinkt. onswert blinkt. onsanzeigeber onsanzeigeber
eich.
eich.

- 17 -TWA-Alarm

STEL-Alarm

OVER-AlarmWARNUNG• Ein Gasalarm weist auf höchste Gefahr hin. Der Benutzer muss entsprechende Maßnahmen
ergreifen, nachdem er angemessene Schritte zur Gewährleistung der Sicherheit ergriffen hat.

HINWEIS• Reaktionen auf einen Alarm können mithilfe des Alarmtests im Anzeigemodus geprüft werden.
Beachten Sie jedoch, dass der Gaskonzentrationswert bei Alarmtests nicht blinkt.

4-2. Fehleralarmaktivierung
Ein Fehleralarm wird ausgelöst, wenn eine Anomalie am Produkt erkannt wird. (Selbsthaltend)
Fehleralarmarten beinhalten Anomalien des Systems, der Uhr, der Akkuspannung und des Sensors.
Bei Auftreten eines Fehleralarms wird der Benutzer durch den Summer und blinkende Alarm-LED-Arrays
informiert.
・ Summer: Wiederholte intermittierende Pieptöne in 1-Sekunden-Intervallen: „Piep-Piep, Piep-Piep“・ Blinken der Alarm-LED-Arrays: Wiederholtes Blinken in 1-Sekunden-Intervallen
Im Folgenden sind typische Fehleralarmanzeigen dargestellt:

Anomalie des Systems

Anomalie der Uhr

Anomalie derAkkuspannung

Anomalie des Sensors

Ermitteln Sie bei Auftreten eines Fehleralarms die Ursache und ergreifen Sie geeignete Maßnahmen.
Wenn das Problem durch das Produkt verursacht wird und der Fehler wiederholt auftritt, wenden Sie sichumgehend an Riken Keiki.

HINWEIS• Weitere Informationen zu Fehlfunktionen (Fehlermeldungen) finden Sie in „Seite 81.

- 18 -

9

Fehlerbehebung“ auf5Verwendungsanleitung

55-1. Vor Verwendung des Produkts
Die Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb gelten sowohl für Erstbenutzer als auch für Personen, die das
Produkt bereits vorher verwendet haben.
Bei Ignorieren dieser Vorsichtsmaßnahmen kann das Produkt beschädigt werden und es kann zu
ungenauer Gasdetektion kommen.

5-2. Vorbereiten der Inbetriebnahme
Vor Beginn der Gasdetektion ist Folgendes zu prüfen:・ ob der Akkuladezustand ausreichend ist.
・ ob der Filter im Produkt weder verunreinigt noch verstopft ist.

HINWEIS• Wenn die Einstellungen für das Produkt von einem externen Gerät geändert wurden, muss überprüft
werden, ob die Einstellungen korrekt geändert wurden.

5-2-1. Aufladen des Lithium-Ionen-Akkus
Vor der erstmaligen Verwendung des Produkts, oder wenn der Ladezustand des Lithium-Ionen-Akkus
schwach ist, muss dieser unter Verwendung des mitgelieferten Ladegeräts wie unten beschrieben
aufgeladen werden.

GEFAHR• Akku unter Verwendung des mitgelieferten Ladegeräts an einem sicheren Ort aufladen.
• Akku bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C und 40 °C aufladen.

- 19 -VORSICHT• Das Produkt muss vor Aufladen des Akkus ausgeschaltet werden.
• Das Produkt darf während des Aufladens des Akkus nicht verwendet werden. Die dabei
erhaltenen Messungen sind falsch. Außerdem verschlechtert sich dadurch der Akku schneller und
die Akkulebensdauer verringert sich.
• Das Ladegerät ist weder wasser- noch staubdicht. Akku nicht aufladen, wenn das Produkt nass ist.
• Das Ladegerät ist nicht explosionsgeschützt.
• Das Hauptgerät kann beim Aufladen warm werden. Dies stellt keine Anomalie dar.
• Das Hauptgerät wird beim Aufladen wärmer. Nach Beendigung des Aufladens 10 Minuten warten,
bevor das Gerät verwendet wird. Die Verwendung des Produkts, während es noch warm ist, kannzu falschen Messungen führen.
• Voll aufgeladene Akkus können nicht geladen werden.
• Bei Nichtgebrauch immer den Netzstecker des Ladegeräts ziehen.

<Aufladen des Lithium-Ionen-Akkus>
1

Sie den Stecker desLadegeräts in den
Akkuladekontakt desHauptgeräts stecken.

SteckerStecker beim Hineinstecken mit der
Nut oben am Gerät ausrichten.

2

Ladegerät an die
Netzsteckdoseanschließen.
Wenn das Ladegerät angeschlossen
ist, leuchtet die Ladeanzeigelampe
grün. Wenn das Aufladen beginnt,
leuchtet die Lampe orange. (Das
vollständige Aufladen dauert
maximal 3 Stunden.)Nach Beendigung des Aufladens,leuchtet die Ladeanzeigelampe
grün.

3

Ladeanzeigelampe

Ladegerät nachBeendigung des Aufladensvon der Netzsteckdose
trennen.

- 20 -

5-3. Inbetriebnahme
Wenn das Gerät eingeschaltet wird, werden verschiedene Einstellungen wie Datum und Uhrzeit und
Alarmsollwerte angezeigt. Anschließend erscheint der Messmodus-Bildschirm.

Einschalten
POWER-Taste (mindestens 3
Sekunden lang) gedrückt halten, bis
der Summer ertönt.
Das Gerät schaltet sich ein.

Die gesamte LCD-Anzeige leuchtet.

HINWEIS• Wenn das Gerät eingeschaltet ist, gehen das LCD, die Lampen und der Summer in Betrieb und das
Produkt vibriert. Vor Verwendung des Produkts prüfen, dass diese Vorgänge korrekt funktionieren.

- 21 -

Bildschirmübergang vom Einschalten zur Anzeige des
Messbildschirms
Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, ändert sich die LCD-Anzeige automatisch wie unten dargestellt,
bevor der Messbildschirm angezeigt wird.
<Beispiele für die Anzeige: Standardeinstellungen> (ca. 40 Sekunden)

Bildschirm für die Anzeige derKalibrierungsbenachrichtigung* Nur auf Japan Ex -Spezifikation
angezeigt

Anzeige des Akkuladezustand/
Alarmmusters

Anzeige des ersten
Alarmsollwerts

Anzeige des STELAlarmsollwerts

Bildschirm für die Anzeige desKalibrierungsablaufdatums

Anzeige von Datum undUhrzeit* Nur auf allgemeiner ATEX/IECExSpezifikation angezeigt

Anzeige desDetektionszielgases

Anzeige des zweiten
Alarmsollwerts

Anzeige des TWAAlarmsollwerts

Vollskalen-Anzeige

Anzeige des dritten
Alarmsollwerts

Messbildschirm
Der Summer piept zwei Mal
und anschließend wird derMessbildschirm angezeigt.

VORSICHT• Bei Modellen, die brennbare Gase detektieren, kann der rechts
abgebildete Bildschirm mit Summer und blinkender Lampe angezeigt
werden, nachdem der Akkuladezustand und das Alarmmuster angezeigt
wurden.
Wenn dieser Bildschirm angezeigt wird, können einige brennbaren Gase
nicht mithilfe der Umwandlungsfunktion für brennbare Gase umgewandelt werden. Informationen
zu den Arten von Gasen, die nicht umgewandelt werden können, finden Sie in „6-2-2. Auswahl
des brennbaren Umwandlungsgases“ auf Seite 32. Wenn der rechts dargestellte Bildschirmerscheint, kann der Alarm durch Drücken der MODE-Taste vorübergehend zurückgesetzt werden,
der Sensor für brennbare Gase sollte jedoch umgehend durch einen neuen ersetzt werden.
• Wenn ein Gas, das nicht umgewandelt werden kann, eingestellt wurde, kehrt das Gerät
automatisch zum Kalibriergas zurück.
- 22 -VORSICHT• Falls eine Anomalie des Sensors erkannt wird, wird kurz vor Anzeige des Messbildschirms „FAIL“ stattdes gemessenen Werts angezeigt und ein Alarm wegen Anomalie des Sensors wird ausgelöst. Drücken
Sie in diesem Fall die MODE-Taste, um den Alarm wegen Anomalie des Sensors vorübergehend
zurückzusetzen. Der Alarm kann jedoch nicht zurückgesetzt werden, wenn eine Anomalie aller
Sensoren vorliegt. Nach Zurücksetzen des Alarms wird „- - - -“ im Konzentrationsanzeigebereich desGases angezeigt, bei dem die Anomalie des Sensors aufgetreten ist, und für diese Gasart ist keine
Detektion möglich. Wenden Sie sich umgehend an Riken Keiki.
• Führen Sie nach dem Starten „5-4. Luftkalibrierung“ auf Seite 24 durch.

HINWEIS• Bei einer Anomalität in der integrierten Uhr kann ein Fehleralarm „FAIL CLOCK“ ausgelöst werden. Drücken
Sie in diesem Fall die MODE-Taste. Der Fehleralarm wird vorübergehend zurückgesetzt und die Messung
wird gestartet, wobei die Zeit der Uhr falsch bleibt.
Mittagspause
Wenn die Mittagspause-Einstellung aktiviert ist, werden auf dem Bildschirm fünf Sekunden heruntergezählt,damit der Benutzer bestätigen kann, ob er die TWA- und PEAK-Werte vor der letzten Abschaltung behalten
und die Messung fortsetzen oder die Werte beim Einschalten zurücksetzen möchte. Durch Drücken der
MODE-Taste werden die Messdaten behalten und durch Drücken der AIR-Taste werden die Messdaten
zurückgesetzt. Wenn fünf Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, werden die Messdaten automatischbehalten.
Bump-Test-Ablaufdatum
Wenn die Einstellung des Bump-Test-Ablaufdatums aktiviert ist, werden beim Abschalten die Anzahl derverbleibenden Tage vom letzten Bump-Testdatum bis zu einem angegebenen Einstellungsdatum
angezeigt. Informationen zur Einstellung des Bump-Test-Ablaufdatums finden Sie in „6-4-4. Bump-TestEinstellung“ auf Seite 43.
Anzeige der Kalibrierungsbenachrichtigung
Die Anzeige der Kalibrierungsbenachrichtigung (nur Japan Ex -Spezifikation) zeigt das Datum ein Jahr (365
Tage) nach dem letzten Kalibrierungsdatum zusammen mit der Anzahl der verbleibenden Tage. Der
Summer ertönt, wenn seit dem letzten Kalibrierungsdatum mehr als ein Jahr verstrichen ist. Zum
Abbrechen des Summers POWER-Taste drücken.
Nur bei ATEX/IECEx-Spezifikationen wird das Kalibrierungsablaufdatum beim Abschalten angezeigt. Die
Anzeige für das Kalibrierungsablaufdatum gibt die Anzahl der verbleibenden Tage nach dem letzten
Kalibrierungsdatum bis zu einem angegebenen Einstellungsdatum an. Nähere Informationen finden Sie in„6-4-3. Einstellung des Kalibrierungsablaufdatums“ auf Seite 41.
Datum und Uhrzeit
Zeigt das Datums und die Uhrzeit an. Das Datum und die Uhrzeit können wie in „6-4.
Benutzermoduseinstellungen“ aus Seite 41 beschrieben eingestellt werden.
Wenn ein IrDA-Kommunikationspartnergerät in die Nähe des Produkts gebracht wird, schaltet es in den
Kommunikationsmodus. Durch gleichzeitiges Drücken der AIR- und MODE-Tasten wird ebenfalls zum
Kommunikationsmodus geschaltet, auch wenn sich kein Kommunikationspartner in der Nähe befindet.
Akkuladezustand/Alarmmuster
Zeigt den Akkuladezustand (Spannung) und die Alarmmustereinstellung (AL-L <selbsthaltend >) auf dem
Bildschirm an.
Wenn ein IrDA-Kommunikationspartnergerät in die Nähe des Produkts gebracht wird, schaltet es in den
Kommunikationsmodus. Durch gleichzeitiges Drücken der AIR- und MODE-Tasten wird ebenfalls zum
Kommunikationsmodus geschaltet, auch wenn sich kein Kommunikationspartner in der Nähe befindet.
Detektionszielgas
Zeigt das Detektionszielgas an. Das Gas, das zurzeit umgewandelt wird, wird unten auf dem Bildschirmangezeigt, wenn ein brennbares Gas umgewandelt wird.
Vollskala
Zeigt den Vollskalenwert des Detektionszielgases an. IEC oder ISO wird im Vollskalen-Anzeigebereichangezeigt, wenn IEC- oder ISO LEL-Werte eingestellt sind.
Zweiter Alarmsollwert
Zeigt den zweiten Alarmsollwert für das Detektionszielgas an.
Dritter Alarmsollwert
Zeigt den dritten Alarmsollwert für das Detektionszielgas an.
STEL-Alarmsollwert (TWA und STEL werden nur auf Modellen angezeigt, die andere Gase als brennbare Gaseund Sauerstoff detektieren.)
Zeigt den STEL-Alarmsollwert für das Detektionszielgas an. Der STEL-Wert bezieht sich auf die
Konzentration einer toxischen Substanz, die die Gesundheit des Benutzers bei 15-minütiger kontinuierliche
Exposition nicht beeinträchtigt, vorausgesetzt, die täglichen Expositionen übersteigen den TWA-Wert nicht.
Nicht angezeigt auf Modellen, bei denen CO und H2S nicht in den Detektionszielgasen enthalten sind.
TWA-Alarmsollwert (TWA und STEL werden nur auf Modellen angezeigt, die andere Gase als brennbare Gaseund Sauerstoff detektieren.)
Zeigt den TWA-Alarmsollwert für das Detektionszielgas an. Der TWA-Wert bezieht sich auf den Grenzwert für
die zeitlich gewichtete durchschnittliche Konzentration einer toxischen Substanz für einen normalen 8Stunden-Arbeitstag und eine 40-Stunden-Arbeitswoche, der fast alle Benutzer ohne negative gesundheitliche
Auswirkung wiederholt exponiert sein können.
- 23 -

5-4. Luftkalibrierung
Luftkalibrierung bezieht sich auf den Nullabgleich, der erforderlich ist, um eine genaue Messung von
Gaskonzentrationen sicherzustellen.

WARNUNG• Wenn eine Luftjustierung in der Atmosphäre durchgeführt wird, Atmosphäre vor Beginn prüfen.
Das Vorhandensein von Interferenzgasen macht die richtige Durchführung der Luftkalibrierung
unmöglich und führt möglicherweise zu gefährlichen Bedingungen im Fall von tatsächlichen
Gaslecks.

VORSICHT• Nach dem Starten, vor Verwendung des Produkts für die Gasdetektion, Luftkalibrierung
durchführen.
• Luftkalibrierung immer unter Druck-, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen, die denen inder Betriebsumgebung ähnlich sind, und in der frischen Luft durchführen.
• Warten Sie, bis sich die Messwertanzeige stabilisiert, bevor Sie die Luftkalibrierung durchführen.
• Bei einem Temperaturunterschied von 15 °C oder mehr zwischen dem Lager- undVerwendungsort, Gerät ausschalten und etwa 10 Minuten lang in einer Umgebung, die dem
Verwendungsort ähnlich ist, akklimatisieren lassen, bevor die Luftkalibrierung in der frischen Luftdurchgeführt wird.

Luftkalibrierungsverfahren
1

AIR-Taste auf dem MessmodusBildschirm gedrückt halten.

Der Bildschirm für die Luftkalibrierung wird
angezeigt.
AIR-Taste gedrückt halten, solange der rechts
dargestellte Bildschirm angezeigt wird.
Die Luftkalibrierung wird nicht durchgeführt, wenn
Sie die Taste loslassen, bevor der Bildschirmangezeigt wird oder während er angezeigt wird.

2

AIR-Taste loslassen, sobald der rechts
dargestellte Bildschirm angezeigt
wird.

Wenn die Luftkalibrierung erfolgreich abgeschlossen
ist, kehrt die Anzeige automatisch zum MessmodusBildschirm zurück.

HINWEIS• Wenn die Luftkalibrierung fehlschlägt, wird „FAIL“ im Konzentrationsanzeigebereich für den
fehlerhaften Sensor angezeigt. MODE-Taste drücken, um den Fehleralarm (Kalibrierungsfehler)
zurückzusetzen. Nach Zurücksetzen des Alarms wird der Wert vor der Kalibrierung angezeigt.
- 24 -

5-5. Gasdetektion
GEFAHR• Beim Messen in Einstiegsöffnungen oder geschlossenen Räumen nie über die Einstiegsöffnung
oder den geschlossenen Raum beugen oder hineinblicken. Es besteht die Gefahr, dasssauerstoffarme Luft oder andere Gase von solchen Orten entweichen können.

WARNUNG• Wenn eine Luftjustierung in der Atmosphäre durchgeführt wird, Atmosphäre vor Beginn prüfen.
Wenn Interferenzgase vorhanden sind, ist es nicht möglich, das Produkt korrekt zu kalibrieren,
was bei Auftreten eines tatsächlichen Gaslecks zu Gefahren führt.
• Ein Gasalarm weist auf höchste Gefahr hin. Der Benutzer muss für die Situation geeignete
Maßnahmen ergreifen.
• Wenn die Akkuspannung sinkt, kann kein Gas detektiert werden. Wenn der Alarm wegen geringer
Akkuspannung während des Gebrauchs erfolgt, Gerät ausschalten und Akku umgehend an einem
sicheren Ort aufladen.
• Summeröffnung nicht blockieren. Dadurch ist der Summer schlecht zu hören.

VORSICHT• Vor Beginn der Gasdetektion Einstellungen prüfen.

5-5-1. Grundlegende Betriebsverfahren
Gerät einschalten, um zum Messmodus-Bildschirm zu gelangen.
<Messmodus><Luftkalibrierung><Anzeigemodus>

Gedrückt<Gasalarmzustand><Fehleralarmzustand>(Selbsthaltend <nachWiederherstellung des normalen
Zustands zurücksetzen>)(Selbsthaltend <nach Ausschalten
zurücksetzen>)Gemessener
Wert
Blinken- 25 -

5-5-2. Messmodus
Im Messmodus lesen Sie die Werte auf der LCD-Anzeige ab.

Brennbares Gas(%LEL)

Sauerstoff

Kohlenmonoxid

Schwefelwas
serstoff

Beispiel für die Anzeige

VORSICHT• Wenn Sensoren für brennbare Gase in einer Umgebung verwendet werden, in der
Siliziumverbindungen, Halide, hohe Konzentrationen von Sulfiden oder hohe Konzentrationen von
Lösungsmittelgasen vorhanden sind, kann sich die Lebensdauer des Sensor verringern, die
Empfindlichkeit gegenüber brennbaren Gasen kann sich verschlechtern und es kann sein, dasskeine genauen Messwertanzeigen erhalten werden. Falls eine solche Umgebung nicht vermeidbar
ist, halten Sie die Zeit möglichst kurz und lassen Sie das Produkt nach Verwendung in der frischen
Luft stehen. Überprüfen Sie, ob wieder ein normaler und stabiler Messwert angezeigt wird.
• Sauerstoffkonzentration über einem bestimmten Niveau ist nötig, damit der Sensor für brennbare
Gase <%LEL> im Produkt, Gase korrekt detektiert und Konzentrationen richtig anzeigt.
• Produkt keinen plötzlichen Druckschwankungen aussetzen. Die Sauerstoffmesswertanzeigen
variieren vorübergehend, was eine genaue Messung verhindert.
• Nur Stickstoff als Ausgleichsgas beim Kalibrieren oder Justieren des Sauerstoffsensors
verwenden. Andernfalls erhöhen sich Sauerstoffmesswertanzeigefehler, was eine genaue
Messung verhindert.
• Wenn das Produkt hochadsorbierendem Gas ausgesetzt war, in der frischen Luft stehen lassen.
Vor Verwendung überprüfen, ob die Messwertanzeige zu null zurückkehrt.
• Der Schwefelwasserstoff (H2S)-Sensor kann vorübergehende Fluktuationen aufweisen, wenn er
plötzlichen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Produkt in Umgebungsluft stehen und
akklimatisieren lassen.

HINWEIS• Das Gas, das zurzeit umgewandelt wird, wird unten auf dem Bildschirm angezeigt, wenn ein
brennbares Gas umgewandelt wird.
• Die Betriebszeit wird in kalten Umgebungen durch die Akkuleistung verringert.
• Die Reaktion der LCD-Anzeige kann sich bei niedrigen Temperaturen verlangsamen.
• Wenn das Produkt einem brennbaren Gas bei Konzentrationen von 100 %LEL oder darüber
ausgesetzt war, kann etwas adsorbiertes Gas im Filter zurückbleiben. Nach dem Ansaugen vonhochkonzentriertem brennbarem Gas das Produkt immer in der frischen Luft stehen lassen.
Luftreinigung durchführen, bis die Messwertanzeige auf etwa null zurückkehrt, um eventuell
adsorbierte Gase zu entfernen. Die Durchführung der Luftkalibrierung vor einer vollständigen
Reinigung führt zu ungenauen Justierungen mit möglicherweise negativen Auswirkungen auf die
Messung.
Wenn 100 %LEL detektiert wird, erfolgt eine Verriegelung. Diese wird erst wieder zurückgesetzt,
wenn sich entweder die Sauerstoffkonzentration verringert oder die MODE-Taste gedrückt wird.
• Der Nullpunkt für Kohlenmonoxid (CO)- und Schwefelwasserstoff (H2S)-Sensoren kann bei
niedrigen oder hohen Temperaturen schwanken. In diesem Fall muss eine Luftkalibrierung bei
Umgebungstemperatur durchgeführt werden.

- 26 -

• Der Kohlenmonoxidsensor (ESR-A1CP) beinhaltet eine Korrekturfunktion zur Verringerung derInterferenz aufgrund von Wasserstoff. Diese Funktion ist für Wasserstoffkonzentrationen bis 2.000
ppm geeignet. Wenn Wasserstoff bei einer Konzentration von 2.000 ppm oder höher detektiert wird,
werden „H2“ und „rich“ abwechselnd auf dem Konzentrationsanzeigebereich angezeigt. Auch wenn
die Messung fortgesetzt wird, kommt es zu großen Fehlern bei den Messwertanzeigen der
Kohlenmonoxidkonzentration aufgrund erheblicher Auswirkungen der Wasserstoffinterferenz.

Anzeige der Konzentration: richAnzeige der Konzentration: H2• Die Empfindlichkeit kann vorübergehend verringert sein, wenn der Kohlenmonoxidsensor mit Gas
bei Konzentrationen in Kontakt kommt, die seinen Messbereich überschreiten. Wenn der Sensor mit
hochkonzentriertem Gas in Kontakt kommt, muss er in der frischen Luft stehen gelassen und es
muss eine Luftreinigung durchgeführt werden.
• Die Empfindlichkeit kann vorübergehend verringert sein, wenn der Schwefelwasserstoff (H2S)Sensor mit Gas bei Konzentrationen in Kontakt kommt, die seinen Messbereich überschreiten.
Wenn der Sensor mit hochkonzentriertem Gas in Kontakt kommt, muss er in der frischen Luft
stehen gelassen und es muss eine Luftreinigung durchgeführt werden.
• Wenn 20 Minuten oder mehr außerhalb des Betriebstemperaturbereichs gemessen wird, wird ein
Temperaturbereichsfehler ausgelöst. Wenn ein Temperaturbereichsfehler ausgelöst wird,
Hauptgerät 5 Minuten oder mehr innerhalb des Betriebstemperaturbereichs stehen lassen oderausschalten.

- 27 -

5-6. Ausschalten
VORSICHT• Wenn die Konzentrationsanzeige nach Abschluss der Messung nicht zu null (oder 20,9 % für die
Anzeige der Sauerstoffkonzentration) zurückkehrt, Produkt an der frischen Luft stehen lassen, bis
die Anzeige zu null zurückkehrt, das Gerät ausgeschaltet wird.

POWER-Taste gedrückt halten.
Beim Ausschalten an einem sicheren Ort warten, bis die
Anzeige zu null (oder 20,9 % für die Anzeige der
Sauerstoffkonzentration) zurückkehrt, und dann die
POWER-Taste gedrückt halten.

Der Summer piept drei Mal und „TURN OFF“ wird auf derAnzeige angezeigt, bevor sie sich ausschaltet.
Anzeige ausschalten

HINWEIS• Beim Ausschalten die Taste gedrückt halten, bis sich die Anzeige ausschaltet.

VORSICHT• Falls das Produkt schmutzig geworden ist, wischen Sie es mit einem Lappen oder Tuch ab,
der/das in Wasser getaucht und fest ausgewrungen wurde.
• Beim Abwischen des Produkts keine organischen Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin oderhandelsüblichen Reiniger verwenden.

- 28 -

6
6

Einstellungsvorgang

6-1. Anzeigemodus
Im Anzeigemodus können Benutzer verschiedene Anzeigeeinstellungen überprüfen und ändern sowie
andere Vorgänge durchführen. Geänderte Einstellungen werden gespeichert.

6-1-1. Anzeigen des Anzeigemodus
MODE-Taste auf dem Messmodus-Bildschirm
drücken.
Bei Drücken der MODE-Taste werden die verschiedenen
Bildschirme nacheinander angezeigt.

Um eine Einstellung zu ändern, AIR-Taste
drücken.
Der Einstellungsbildschirm wird angezeigt.

MODE-Taste drücken, sobald die
Einstellungen abgeschlossen sind.

Die Einstellungen werden gespeichert und die Anzeige kehrt
zum vorherigen Bildschirm zurück.

Um zum Messmodusbildschirm
zurückzukehren, MODE-Taste im
Anzeigemodus mehrmals drücken.

HINWEIS• Wenn etwa 20 Sekunden lang keine Aktion durchgeführt wird, kehrt die Anzeige zum
Messbildschirm zurück.
• Um den Alarm zu testen, AIR-Taste und MODE-Taste gleichzeitig drücken, während ein
Alarmsollwert angezeigt wird.
• AIR-Taste und MODE-Taste im Anzeigemodus gleichzeitig gedrückt halten, um zum Messmodus
zurückzukehren.
• Zum Abbrechen, bevor die Änderung der Einstellungen abgeschlossen ist, AIR-Taste und MODETaste gleichzeitig gedrückt halten. Die Anzeige kehrt zum Anzeigemodus zurück.

6-1-2. Details des Anzeigemodus
Bildschirmnotation(Einstellungselement)

Anzeigeinhalt

PEAK(PEAK-Anzeige/PEAKReset)

Zeigt die maximale
Gaskonzentration (oder die
minimale
Sauerstoffkonzentration) an, dieseit Einschalten detektiert wurde.

LCD-Anzeige- 29 -

Referenzseite
AIR-Taste gedrückt
halten, um zum
Bildschirm zum
Löschen des PEAKWerts auf Seite 31
zurückzukehren.

Bildschirmnotation(Einstellungselement)

STEL(STEL-Anzeige)* Zeigt nur CO und H2S an.

TWA(TWA-Anzeige)* Zeigt nur CO und H2S an.

HC GAS(Auswahl desbrennbaren
Umwandlungsgases)

Anzeigeinhalt

LCD-Anzeige

Zeigt den STEL-Wert seit dem
Einschalten an.
Der STEL-Wert bezieht sich auf
die Summe von 15
Durchschnittswertdaten fürgemessene Werte über einen
Zeitraum von 60 Sekunden geteilt
durch 15.
Der Wert wird alle 60 Sekunden
aktualisiert.
Zeigt den TWA-Wert seit dem
Einschalten an.
Der TWA-Wert bezieht sich auf
den integrierten
Durchschnittswert dergemessenen Werte über einen
Zeitraum von 60 Sekunden geteilt
durch 480.
Der Wert wird alle 60 Sekunden
aktualisiert.

Referenzseite

-----

-----

Wählt das Umwandlungsgas aus
den im Produkt vorregistrierten
Gase aus.

AIR-Taste drücken, um
zum
Einstellungsbildschirm
auf Seite 32
zurückzukehren.

Aktiviert/deaktiviert die
Akkuspareinstellung.

AIR-Taste drücken, um
zum
Einstellungsbildschirm
auf Seite 34
zurückzukehren.

Zeigt die kalibrierte Gasart unddas Kalibrierungsdatum an.

AIR-Taste drücken, um
zum Anzeigebildschirm
auf Seite 35
zurückzukehren.

BUMP DATA(Anzeige der BumpDaten)

Zeigt die Gasart für den BumpTest und das Testdatum an.

AIR-Taste drücken, um
zum Anzeigebildschirm
auf Seite 35
zurückzukehren.

DATE
Anzeige von Datum,
Uhrzeit undTemperatur

Zeigt Datum, Uhrzeit undTemperatur an.

ALARM-PT(Anzeige desAlarmsollwerts)

Zeigt verschiedene
Alarmsollwerte an.

* Nur bei Modellenangezeigt, die brennbare
Gase detektieren

LONG.BATT(Akkuspareinstellung)* Nur bei Modellenangezeigt, die brennbare
Gase detektieren

CAL DATA(Anzeige derKalibrierdaten)* Nur auf allgemeiner
ATEX/IECEx-Spezifikation
angezeigt-----

AIR-Taste drücken, um
zum
Bestätigungsbildschirm
auf Seite 37
zurückzukehren.

HINWEIS• Die vorher gemessenen PEAK und TWA-Werte, die beim letzten Abschalten behalten wurden, werdenangezeigt, wenn die Mittagspause-Funktion aktiviert ist.
• HC GAS (Auswahl des brennbaren Umwandlungsgases) wird für andere Kalibriergasarten als CH4 oder iC4H10 nicht angezeigt.
• Bump-Daten werden angezeigt, wenn die Anzeige des Bump-Test-Ablaufdatums im Benutzermodus
aktiviert ist.
• Kalibrierdaten werden angezeigt, wenn die Anzeige des Kalibrierungsablaufdatums im Benutzermodus
aktiviert ist.
• Die in der Anzeige von Datum, Uhrzeit und Temperatur angezeigte Temperatur ist die Innentemperatur desProdukts. Dieser Wert unterscheidet sich von der tatsächlichen Umgebungstemperatur.
- 30 -

6-2. Anzeigemoduseinstellungen
Zum Umschalten vom Messbildschirm zum Anzeigemodus um und Prüfen und Ändern der Einstellungen
im Anzeigemodus.

6-2-1. Löschen der Peak-Wertanzeige
Löscht den PEAK-Wert (die maximale Gaskonzentration oder die minimale Sauerstoffkonzentration, dieseit Einschalten gemessen wurde).

1

MODE-Taste auf dem Messbildschirm drücken, um den PEAKBildschirm anzuzeigen.

2

AIR-Taste gedrückt halten.

3

AIR-Taste loslassen, sobald„RELEASE“ auf Bildschirm angezeigt
wird.
Der PEAK-Wert wird gelöscht und „END“ wird
angezeigt, bevor die Anzeige zum Bildschirm in
Schritt 1 zurückkehrt.

- 31 -

6-2-2. Auswahl des brennbaren Umwandlungsgases
Messungen brennbarer Gase können als Konzentration, umgewandelt in ein im Produkt registriertes Gas,
angezeigt werden.
Die folgenden brennbaren Gase können umgewandelt werden:<Liste der brennbaren Umwandlungsgase>
Kalibriergasumwandlung
Umwandlungsgas

Angezeigter
GasnameCH4

i-C4H10

MethanIsobutan
Wasserstoff
Methanol
Acetylen
Ethylen
Ethan
Ethanol
Propylen
AcetonPropanButadien
Cyclopentan
Benzenn-HexanToluenn-Heptan
Xylen
n-NonanEthylacetat
Isopropylalkohol
Methylethylketon
Methylmethacrylat
Dimethylether
Methylisobutylketon
Tetrahydrofuran

CH4
i-C4H10
H2
CH3OH
C2H2
C2H4
C2H6
C2H5OH
C3H6
C3H6O
C3H8
C4H6
C5H10
C6H6
n-C6H14
C7H8
n-C7H16
C8H10
n-C9H20
EtAc
IPA
MEK
MMA
DME
MIBK
THF



























×




×



×
















VORSICHT• Bei Modellen, die brennbare Gase detektieren, kann der rechts
abgebildete Bildschirm mit Summer und blinkender Lampe angezeigt
werden, nachdem das Gerät eingeschaltet oder eine Kalibrierung
durchgeführt wurde.
Wenn dieser Bildschirm angezeigt wird, kann die Umwandlungsfunktion
nicht für Gasarten verwendet werden, die in der Spalte „Umwandlung,wenn die Umwandlung eingeschränkt ist“ mit einem „x“ dargestellt sind.
Wenn der rechts dargestellte Bildschirm erscheint, kann der Alarm durch
Drücken der MODE-Taste vorübergehend zurückgesetzt werden, derSensor für brennbare Gase sollte jedoch umgehend durch einen neuen
ersetzt werden.

- 32 -

Umwandlung,wenn dieUmwandlung
eingeschränkt
ist



×



×

×



×

×

×
×
×
×
×
×
×
×
×

HINWEIS• Die Auswahl des brennbaren Umwandlungsgases wird für CH4 und i-C4H10 angezeigt.
• Sie wird nicht angezeigt, wenn „Anzeige von Anzeigemodus-Elementen: ON/OFF“ imBenutzermodus deaktiviert ist.
• Zum Abbrechen, bevor die Änderung der Einstellungen abgeschlossen ist, AIR-Taste und MODETaste gleichzeitig gedrückt halten. Die Anzeige kehrt zum Anzeigemodus zurück.
• Die in der Spezifikationsliste dargestellte Alarmgenauigkeit und Alarmverzögerungszeit gelten nur
für das Kalibriergas.
• Die Konzentration, die bei Umwandlung angezeigt wird, sollte als ungefährer Wert betrachtet
werden. Um genaue Konzentrationen anzuzeigen, muss eine Kalibrierung mithilfe des Zielgases
durchgeführt werden. Wenn Sie eine Messspannenjustierung mithilfe des Zielgases durchführen
möchten, wenden Sie sich bitte an Riken Keiki.
• Informationen zur Liste der Gase, die umgewandelt werden können, finden Sie in der „Liste derbrennbaren Umwandlungsgase“ auf Seite 32.
• Dieses Produkt wird in mehreren Versionen je nach detektiertem brennbarem Gas geliefert. Je nach
Version können bestimmte Gasarten möglicherweise nicht umgewandelt werden. Siehe „Liste derbrennbaren Umwandlungsgase”.
• Selbst wenn ein brennbares Umwandlungsgas ausgewählt wird, werden nur dann Angaben
geliefert, wenn andere brennbaren Gase in der Verwendungsumgebung vorhanden sind.
• Wenn Wasserstoff (H2) als Umwandlungsgas ausgewählt ist, werden keine Angaben für„Umwandlung, wenn die Umwandlung eingeschränkt ist“ in der „Liste der brennbaren
Umwandlungsgase“ geliefert, selbst wenn es in der Verwendungsumgebung vorhanden ist.
• Bei Verwendung der Umwandlung werden keine genauen Angaben für das Produkt erreicht.

1

MODE-Taste auf dem Messbildschirm mehrmals drücken, um den LISTBildschirm anzuzeigen.

2

AIR-Taste mehrmals drücken, um das
brennbare Gas anzuzeigen, dasgeändert werden soll.
Durch Drücken der AIR-Taste wird durch die Listeder brennbaren Gase gegangen.
Die Standardeinstellung ist das Kalibriergas für den
Sensor für brennbare Gase.

3

MODE-Taste drücken, wenn das zuändernde brennbare Gas auf dem
Bildschirm angezeigt wird.
„END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt zum
Bildschirm in Schritt 1 zurück.

- 33 -

6-2-3. Akkuspareinstellung
Dies aktiviert/deaktiviert die Akkuspareinstellung. Die Standardeinstellung ist „OFF“.
Wenn dies auf „ON“ eingestellt ist, wird die Konzentration brennbarer Gase alle 15 Sekunden statt alle 5
Sekunden aktualisiert.

HINWEIS• Die Einstellung wird auch nach dem Ausschalten behalten.
• Sie wird nicht angezeigt, wenn „Anzeige von Anzeigemodus-Elementen: ON/OFF” deaktiviert ist.
• Wenn die Akkuspareinstellung aktiviert ist, wird kein Minus-Sensoralarm für den Sensor fürbrennbare Gase ausgegeben.
• „L“ leuchtet oben auf dem Bildschirm auf, wenn die Akkuspareinstellung aktiviert ist.

1

MODE-Taste auf dem Messbildschirm mehrmals drücken, um
LONG.BATT-Bildschirm anzuzeigen.

2

AIR-Taste drücken, um „ON“ oder
„OFF“ auszuwählen.
Die Standardeinstellung ist „OFF“.

3

MODE-Taste drücken.
„END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt zum
Bildschirm in Schritt 1 zurück.

- 34 -

6-2-4. Anzeige der Kalibrierdaten
Dies zeigt die kalibrierte Gasart und das Kalibrierungsdatum an.

HINWEIS• Kalibrierdaten werden nicht angezeigt, wenn die Einstellung für das Kalibrierungsablaufdatum im
Benutzermodus deaktiviert ist. Kalibrierdaten werden nur bei der allgemeinen ATEX/IECExSpezifikation angezeigt.

1

MODE-Taste auf dem Messbildschirm mehrmals drücken, um den CAL
DATA-Bildschirm anzuzeigen.

2

AIR-Taste drücken, um „YES“ oder „NO“ auszuwählen.
Durch Drücken der AIR-Taste wird nacheinander „CH4“ → „O2“ → „H2S“ → „CO“ angezeigt.

3

MODE-Taste drücken.
„END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt zum Bildschirm in Schritt 1 zurück.

6-2-5. Anzeige der Bump-Daten
Dies zeigt das Bump-Test-Ablaufdatum und die Gasart für die Bump-Test-Ablauffunktion an.

HINWEIS• Bump-Daten werden nicht angezeigt, wenn die Einstellung für das Bump-Test-Ablaufdatum im
Benutzermodus deaktiviert ist.

1 MODE-Taste auf dem Messbildschirm mehrmals drücken, um den BUMPDATA-Bildschirm anzuzeigen.

- 35 -

2 AIR-Taste drücken, um „YES“ oder „NO“ auszuwählen.
Durch Drücken der AIR-Taste wird nacheinander „CH4“ → „O2“ → „H2S“ → „CO“→„CO2”→ ...
angezeigt.

3 MODE-Taste drücken.
Die Anzeige kehrt zum Bildschirm in Schritt 1 zurück.

- 36 -

6-2-5. Anzeige des Alarmsollwerts
Dies ermöglicht die Anzeige und das Testen des LED-, Summer- und Vibratorbetriebs.

HINWEIS• TWA und STEL werden nur auf Modellen angezeigt, die andere Gase als brennbare Gase undSauerstoff detektieren.

12

MODE-Taste auf dem Messbildschirm mehrmals drücken, um den
ALARM-PT-Bildschirm anzuzeigen.

AIR-Taste drücken.
Durch Drücken der AIR-Taste wird nacheinander „F.S.“ (FULL SCALE) → „WARNING“ →„ALARM“ → „ALARM H“ → „STEL“ → „TWA” → „F.S.“ (FULL SCALE) → ... angezeigt.

Der entsprechende Alarm kann durch gleichzeitiges Drücken der AIR-Taste und der MODE-Taste
getestet werden. Beliebige Taste drücken, um den Alarm zurückzusetzen.

3

MODE-Taste drücken.
Die Anzeige kehrt zum Bildschirm in Schritt 1 zurück.

- 37 -

6-3. Benutzermodus
Im Benutzermodus können Datum und Uhrzeit, Alarmsollwerte und andere Einstellungen festgelegt
werden.

6-3-1. Anzeigen des Benutzermodus
1

Bei ausgeschaltetem Gerät AIR-Taste
und MODE-Taste gleichzeitig drücken.

2

Taste loslassen, wenn der Summer
ertönt.
Das Gerät schaltet sich ein und das BenutzermodusMenü wird angezeigt.

3

Mit der AIR-Taste ein einzustellendes
Element auswählen, und dann mit der
MODE-Taste zum
Einstellungsbildschirm gehen.

4

Sobald die Einstellungenabgeschlossen sind, AIR-Taste auf
dem Benutzermodus-Menü mehrmals
drücken, um „START“ auszuwählen,
und dann MODE-Taste drücken.
Das Produkt reagiert so, als wäre es gerade
eingeschaltet worden, und geht zum Messbildschirm.

HINWEIS• Die Anzeige kehrt nach jeder Einstellung zum Benutzermodus-Menü zurück. Um während derKonfiguration der Einstellungen zum Menü zurückzukehren, AIR-Taste und MODE-Taste
gleichzeitig gedrückt halten.
• Ein Passwort-Eingabebildschirm wird angezeigt, wenn die Passworteinstellung im Benutzermodus
aktiviert ist. Informationen zum Ändern der Standardpassworts finden Sie in „6-4-12. Einstellung desBenutzerpassworts“ auf Seite 59.

- 38 -

6-3-2. Benutzermoduseinstellungen
Bildschirmanzeige (Einstellungselement)

LCD-Anzeige

Referenzseite

BUMP (Bump-Test)

S. 41

GAS CAL (Kalibrierung)

S. 41

CAL SET (Einstellung desKalibrierungsablaufdatums)

S. 41* Nur auf allgemeiner ATEX/IECEx-Spezifikation angezeigt

BUMP SET (Bump-Test-Einstellung)

S. 43

ALARM-PT (Einstellung des Alarmsollwerts)

S. 50

LUNCH (Mittagspause: ON/OFF)

S. 52

BEEP (Einstellung des Bestätigungspieptons)

S. 53

BL TIME (Einstellung der LEDBeleuchtungszeit)

S. 56

KEY TONE (Tastenton: ON/OFF)S. 56

DISP SET (Anzeige von AnzeigemodusElementen: ON/OFF)

S. 57- 39 -

Bildschirmanzeige (Einstellungselement)

LCD-Anzeige

Referenzseite

DATE (Datum- und Uhrzeiteinstellung)

S. 57

PASSWORD (Passworteinstellung)

S. 59

ROM/SUM (ROM/SUM-Anzeige)

S. 61

START (Messbeginn)- 40 -

6-4. Benutzermoduseinstellungen
Der Benutzermodus ermöglicht die Änderung der Einstellungen, um die Einsatzfähigkeit zu verbessern.

6-4-1. Bump-Test
Das Produkt beinhaltet eine Funktion zur Durchführung eines Bump-Tests (Funktionsprüfung).
Informationen zum Bump-Testverfahren finden Sie in „7-3. Bump-Test“ auf Seite 72.

6-4-2. Kalibrierung
Der GAS CAL-Modus des Produkts ermöglicht eine automatische Kalibrierung (AUTO CAL) mithilfe
voreingestellter Gaskonzentrationen neben einer Luftkalibrierung.
Die Messspannenjustierung erfordert spezielle Werkzeuge und ein Kalibriergas. Wenden Sie sich an
Riken Keiki.
Informationen zum Kalibrierverfahren finden Sie in „7-2. Kalibrierung“ auf Seite 64.

6-4-3. Einstellung des Kalibrierungsablaufdatums
Dieser Abschnitt beschreibt „Kalibrierungsablaufdatum: ON/OFF“, „Intervall für das
Kalibrierungsablaufdatum“ und „Betrieb nach Ablauf des Kalibrierungsdatums“.
* Nur auf allgemeiner ATEX/IECEx-Spezifikation angezeigt

HINWEIS• Sobald die Einstellung abgeschlossen ist, AIR-Taste drücken, um „ESCAPE“ auszuwählen, unddann MODE-Taste drücken. Die Anzeige kehrt zum Benutzermodus-Menü zurück.

<Menü zur Einstellung des Kalibrierungsablaufdatums>
1

AIR-Taste auf dem BenutzermodusMenü drücken, um „CAL
SET“ auszuwählen, und dann MODETaste drücken.
Der Bildschirm mit dem Menü zur Einstellung desKalibrierungsablaufdatums wird angezeigt.

2

AIR-Taste drücken, um die gewünschte
Einstellung auszuwählen, und dann
MODE-Taste drücken.

Einstellungselement

LCD-Anzeige

Referenzseite<Kalibrierungsablaufdatum: ON/OFF>
S. 42

CAL RMDR- 41 -

Einstellungselement

LCD-Anzeige

Referenzseite

CAL INT<Intervall für das
Kalibrierungsablaufdatum> S. 42

CAL EXPD<Betrieb nach Ablauf desKalibrierungsdatums> S. 43

ESCAPE<Kalibrierungsablaufdatum: ON/OFF>

Damit können Sie das Kalibrierungsablaufdatum aktivieren und deaktivieren.

1

AIR-Taste drücken, um „CAL RMDR“
auszuwählen, und dann MODE-Taste
drücken.

Die ON/OFF-Auswahl des Kalibrierungsablaufdatums
wird angezeigt.

2

AIR-Taste drücken, um ON oder OFF für
die Einstellung desKalibrierungsablaufdatums
auszuwählen, und dann MODE-Taste
drücken.
Durch Drücken der AIR-Taste wird zwischen ON und
OFF für das Kalibrierungsablaufdatum umgeschaltet.
Die Standardeinstellung ist „ON“.
* Nur allgemeine ATEX/IECEx-Spezifikation

3

MODE-Taste drücken.

„END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt zum
Menü zur Einstellung des Kalibrierungsablaufdatums
zurück.

<Intervall für das Kalibrierungsablaufdatum>

Damit kann die Anzahl der Tage bis Ablauf der Kalibrierung ausgewählt werden.

1

AIR-Taste drücken, um „CAL INT“
auszuwählen, und dann MODE-Taste
drücken.

2

AIR-Taste drücken, um die Anzahl derTage für den Ablauf der Kalibrierung
auszuwählen.

Durch Drücken der AIR-Taste kann das Intervall für
das Kalibrierungsablaufdatum zwischen 1 und 1.000
Tagen ausgewählt werden. Die Standardeinstellungist „90“ Tage.

3

MODE-Taste drücken.

„END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt zum- 42 -

Menü zur Einstellung des Kalibrierungsablaufdatums
zurück.

<Betrieb nach Ablauf des Kalibrierungsdatums>
Damit kann der Betrieb nach Ablauf des Kalibrierungsdatums angegeben werden.

1

AIR-Taste drücken, um „CAL EXPD“
auszuwählen, und dann MODE-Taste
drücken.

2

AIR-Taste drücken, um den Betrieb
nach Ablauf des Kalibrierungsdatums
auszuwählen.
Durch Drücken der AIR-Taste wird der folgende
Betrieb nach Ablauf des Kalibrierungsdatums
angezeigt.
・ CONFIRM: Bei Ablauf kann der Benutzer
bestätigen und auswählen, ob er zum
Messmodus oder zum
Benutzermodus gehen möchte.
・ CANT USE: Bei Ablauf ist der Messmodus nicht
verfügbar. Bei Ablauf kann der
Benutzer auswählen, ob er zum
Benutzermodus gehen möchte.
・ NONE:Bei Ablauf wird angegeben, dass die
Kalibrierung abgelaufen ist, und der
Benutzer kann auswählen, ob er zum
Messmodus oder zum
Benutzermodus gehen möchte.
Die Standardeinstellung ist „CONFIRM“.

3

MODE-Taste drücken.
„END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt zum
Menü zur Einstellung des Kalibrierungsablaufdatums
zurück.

6-4-4. Bump-Test-Einstellung
Damit können verschiedene Bedingungen für den Bump-Test ausgewählt werden.

<Menü für die Bump-Test-Einstellung>1

AIR-Taste auf dem BenutzermodusMenü drücken, um „BUMP
SET“ auszuwählen, und dann MODETaste drücken.
Der Bildschirm mit dem Bump-Test-Menü wird
angezeigt.

- 43 -

2

AIR-Taste drücken, um die gewünschte
Einstellung auszuwählen, und dann
MODE-Taste drücken.

- 44 -

Einstellungselement

LCD-Anzeige

Referenzseite<Auswahl der Bump-Zeit> S. 45<Auswahl der Bump-Toleranz> S. 47<Auswahl der Kalibrierzeit nach BumpTest>> S. 47<Kalibrierung nach Bump-Test:
ON/OFF> S. 48

SETTINGS

BUMP.RMDR<Anzeige des Bump-TestAblaufdatums: ON/OFF>
S. 48

BUMP INT<Auswahl des Intervalls für das BumpTest-Ablaufdatum> S. 49

BUMP.EXPD<Betriebseinstellung nach Bump-TestAblauf> S. 49

ESCAPEHINWEIS• Sobald die Einstellung abgeschlossen ist, AIR-Taste drücken, um „ESCAPE“ auszuwählen, unddann MODE-Taste drücken. Die Anzeige kehrt zum Benutzermodus-Menü zurück.

<Auswahl der Bump-Zeit>
Hier kann die Zeit für die Zuführung des Testgases eingestellt werden.

1

AIR-Taste drücken, um „SETTINGS“
auszuwählen, und dann MODE-Taste
drücken.
Das Menü für die Bump-Test-Einstellung wird
angezeigt.

2

AIR-Taste drücken, um „GAS TIME“
auszuwählen, und dann MODE-Taste
drücken.
Die Bump-Zeit wird angezeigt.

- 45 -

3

AIR-Taste drücken, um die Bump-Zeit
auszuwählen, und dann MODE-Taste
drücken.
Durch Drücken der AIR-Taste kann die Bump-Zeit
zwischen 30, 45, 60 und 90 Sekunden ausgewählt
werden. Die Standardeinstellung ist „30 SEC“.

4

MODE-Taste drücken.
„END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt zu
Bump-Test-Einstellung zurück.

- 46 -

<Auswahl der Bump-Toleranz>

Hier kann Schwellenwert für die Prüfung des Testgases eingestellt werden.
Andere Gase als Sauerstoff: Kalibrierungskonzentration ± (Kalibrierungskonzentration × Toleranz)
Sauerstoff: Kalibrierungskonzentration ± (Unterschied zwischen Kalibrierungskonzentration und 20,9 % ×Toleranz)

1

AIR-Taste drücken, um „SETTINGS“
auszuwählen, und dann MODE-Taste
drücken.
Das Menü für die Bump-Test-Einstellung wird
angezeigt.

2

AIR-Taste drücken, um „CHECK“
auszuwählen, und dann MODE-Taste
drücken.
Die Bump-Toleranz wird angezeigt.

3

AIR-Taste drücken, um die BumpToleranz auszuwählen, und dann
MODE-Taste drücken.
Durch Drücken der AIR-Taste kann die BumpToleranz zwischen 10, 20, 30, 40 und 50 %ausgewählt werden. Die Standardeinstellung ist„30 %“.

4

MODE-Taste drücken.
„END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt zu
Bump-Test-Einstellung zurück.

<Auswahl der Kalibrierzeit nach Bump-Test>

Dadurch wird die Zeit für die Kalibrierung nach Fehlschlagen eines Bump-Tests auswählt.

1

AIR-Taste drücken, um „SETTINGS“
auszuwählen, und dann MODE-Taste
drücken.
Das Menü für die Bump-Test-Einstellung wird
angezeigt.

2

AIR-Taste drücken, um „CAL TIME“
auszuwählen, und dann MODE-Taste
drücken.

Dadurch wird die Zeit für die Kalibrierung nach einem
Bump-Test wird angezeigt.

3

AIR-Taste drücken, um die Kalibrierzeit
nach einem Bump-Test auszuwählen,
und dann MODE-Taste drücken.
Durch Drücken der AIR-Taste kann die Kalibrierzeit
nach einem Bump-Test zwischen 90 und 120
Sekunden ausgewählt werden. Die
Standardeinstellung ist „90 SEC“.

4

MODE-Taste drücken.
„END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt zu
Bump-Test-Einstellung zurück.

- 47 -

<Kalibrierung nach Bump-Test: ON/OFF>
Dies aktiviert/deaktiviert die Funktion für die automatische Kalibrierung, wenn ein Bump-Test fehlschlägt.

1

AIR-Taste drücken, um „SETTINGS“
auszuwählen, und dann MODE-Taste
drücken.
Das Menü für die Bump-Test-Einstellung wird
angezeigt.

2

AIR-Taste drücken, um „AUTO CAL“
auszuwählen, und dann MODE-Taste
drücken.
Die ON/OFF-Auswahl für die Kalibrierung nachFehlschlagen eines Bump-Tests wird angezeigt.

3

AIR-Taste drücken, um ON oder OFF
für die Kalibrierung nach Fehlschlageneines Bump-Tests auszuwählen, unddann MODE-Taste drücken.
Durch Drücken der AIR-Taste kann ON oder OFF fürdie Kalibrierung nach Fehlschlagen eines BumpTests ausgewählt werden. Die Standardeinstellung ist
„ON“.

4

MODE-Taste drücken.
„END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt zu
Bump-Test-Einstellung zurück.

<Anzeige des Bump-Test-Ablaufdatums: ON/OFF>
Hier wird die Benachrichtigung für den Ablauf des Bump-Tests ausgewählt.

1

AIR-Taste drücken, um „BUMP.RMDR“
auszuwählen, und dann MODE-Taste
drücken.
Die ON/OFF-Auswahl für die Benachrichtigung desBump-Test-Ablaufdatums wird angezeigt.

2

AIR-Taste drücken, um ON oder OFF
für die Anzeige des Bump-TestAblaufdatums auszuwählen.
Durch Drücken der AIR-Taste kann ON oder OFF fürdie Anzeige des Bump-Test-Ablaufdatums
ausgewählt werden. Die Standardeinstellung ist„OFF“.

3

MODE-Taste drücken.
„END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt zu
Bump-Test-Einstellung zurück.

- 48 -

<Auswahl des Intervalls für das Bump-Test-Ablaufdatum>
Dies stellt das Intervall ein, in dem die Benachrichtigung über das Bump-Test-Ablaufdatum nach einem
Bump-Test erfolgt.

1

AIR-Taste drücken, um „BUMP INT“
auszuwählen, und dann MODE-Taste
drücken.

Die Anzahl der Tage bis zum Bump-Test-Ablaufdatum
kann ausgewählt werden.

2

AIR-Taste drücken, um das Intervall für
das Bump-Test-Ablaufdatum
auszuwählen.
Durch Drücken der AIR-Taste kann das Intervall für
das Bump-Test-Ablaufdatum zwischen 0 und 30
Tagen ausgewählt werden. Die Standardeinstellungist „30“ Tage.

3

MODE-Taste drücken.
„END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt zu
Bump-Test-Einstellung zurück.

<Betriebseinstellung nach Bump-Test-Ablauf>
Dies wählt den Betrieb nach Anzeige des Bump-Test-Ablaufdatums aus.

1

AIR-Taste drücken, um „BUMP.EXPD“
auszuwählen, und dann MODE-Taste
drücken.
Der Betrieb nach Bump-Test-Ablauf kann ausgewählt
werden.

2

AIR-Taste drücken, um den Betrieb
nach Bestätigung des Betriebs bei
Bump-Test-Ablauf auszuwählen.
Durch Drücken der AIR-Taste wird der folgende
Betrieb nach Bump-Test-Ablauf angezeigt:
・ CONFIRM: Bei Ablauf kann der Benutzer
bestätigen und auswählen, ob er zum
Messmodus oder zum Benutzermodus
gehen möchte.
・ CANT USE: Bei Ablauf ist der Messmodus nicht
verfügbar. Bei Ablauf kann der
Benutzer auswählen, ob er zum
Benutzermodus gehen möchte.
・ NONE:Bei Ablauf wird der Bump-Test-Ablauf
angegeben und der Benutzer kannauswählen, ob er zum Benutzermodus
gehen möchte.
Die Standardeinstellung ist „CONFIRM“.

3

MODE-Taste drücken.
„END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt zu
Bump-Test-Einstellung zurück.

- 49 -

6-4-5. Einstellung des Alarmsollwerts
Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellungen für die ersten bis dritten Alarmsollwerte, den STELAlarmsollwert und den TWA-Alarmsollwert, und wie die Standardeinstellungen wiederhergestellt werden.

<Einstellung des Alarmsollwerts>

Alarmsollwerte können mithilfe einstelliger Einheiten eingestellt werden.
Detektionszielgas
Brennbares Gas (HC/CH4)
Kohlenmonoxid (CO)Schwefelwasserstoff (H2S）

1 Stelle
1 %LEL1 ppm
0,1 ppm

Detektionszielgas

1 Stelle

Sauerstoff (O2)0,1 Vol.-%

Unterer Grenzwert
5 %LEL20 ppm1,0 ppm

Oberer Grenzwert
60 %LEL
2.000 ppm
200,0 ppm

Erster/zweiter Alarm
Unterer Grenzwert Oberer Grenzwert
0,0 %
20,0 %

Dritter Alarm
Unterer Grenzwert Oberer Grenzwert
21,8 %
40,0 %HINWEIS• Alarmsollwerte wie folgt einstellen: Erster Alarm ≤ zweiter Alarm ≤ dritter Alarm (erster Alarm ≥zweiter Alarm für Sauerstoff)

1

AIR-Taste auf dem Benutzermodus-Menüdrücken, um „ALARM-PT“ auszuwählen,
und dann MODE-Taste drücken.

2

AIR-Taste drücken, um die Gasart
auszuwählen, und dann MODE-Taste
drücken.

Durch Drücken der AIR-Taste werden abwechselnd das
Detektionszielgas und der Bildschirm zum Zurücksetzen
des Alarmsollwerts angezeigt (Seite 51).
Bei Drücken der MODE-Taste wird der Bildschirm zur
Einstellung des ersten Alarmsollwerts (WARNING)
angezeigt.

3

AIR-Taste drücken, um dennummerischen Wert für den ersten
Alarmsollwert auszuwählen, und dann
MODE-Taste drücken.
Der Bildschirm zur Einstellung des zweiten
Alarmsollwerts (ALARM) wird angezeigt.

4

AIR-Taste drücken, um dennummerischen Wert für den zweiten
Alarmsollwert auszuwählen, und dann
MODE-Taste drücken.

Der Bildschirm zur Einstellung des dritten Alarmsollwerts(ALARM H) wird angezeigt.

5

AIR-Taste drücken, um dennummerischen Wert für den dritten
Alarmsollwert auszuwählen, und dann
MODE-Taste drücken.

Für toxische Gase werden die Bildschirme für die STELund TWA-Einstellung nach den obigen Schrittenangezeigt. Diese genauso einstellen.
„END“ wird angezeigt und der Bildschirm zum
Zurücksetzen von Alarmsollwerten erscheint.

- 50 -HINWEIS• Informationen zum Zurücksetzen der Einstellungen finden Sie unter „Zurücksetzen vonAlarmsollwerten“ auf Seite 51. Der Bildschirm zum Zurücksetzen von Alarmsollwerten wird
möglicherweise nicht angezeigt, wenn das Produkt nicht richtig eingestellt ist. Wenden Sie sich indiesem Fall an Riken Keiki.
• Weitere Informationen zu Alarmsollwerten finden Sie in „4 Alarmaktivierung“ auf Seite 16.

<Zurücksetzen von Alarmsollwerten>
Dadurch werden die Alarmsollwerte auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt.

1

2

AIR-Taste auf dem BenutzermodusMenü drücken, um „ALARMPT“ auszuwählen, und dann MODETaste drücken.
AIR-Taste mehrmals drücken.
Der Bildschirm zum Zurücksetzen der
Alarmsollwerte wird angezeigt.

3

MODE-Taste drücken.
Der Bildschirm zur Bestätigung des Zurücksetzens der Alarmsollwerte wird angezeigt.

Um das Zurücksetzen abzubrechen, AIR-Taste drücken.

4

MODE-Taste drücken.

Der Bildschirm zur Bestätigung des Zurücksetzens der Alarmsollwerte wird angezeigt.

5

MODE-Taste drücken.
„END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt zum Benutzermodus-Menü zurück.

- 51 -

6-4-6. Mittagspause: AN-/AUSZUZIEHEN
Damit kann die Mittagspausefunktion aktiviert und deaktiviert werden. Die Mittagspausefunktion behält die
TWA- und PEAK-Werte vor dem letztmaligen Ausschalten und lädt sie, um die Messung beim nächsten
Einschalten fortzusetzen.

1

AIR-Taste auf dem BenutzermodusMenü drücken, um„LUNCH“ auszuwählen, und dann
MODE-Taste drücken.
Der Bildschirm für die Einstellung der Mittagspause
wird angezeigt.

2

AIR-Taste drücken, um ON oder OFF fürdie Mittagspausefunktion
auszuwählen.
Durch Drücken der AIR-Taste kann ON oder OFF fürdie Mittagspausefunktion ausgewählt werden. Die
Standardeinstellung ist „OFF“.

3

MODE-Taste drücken.
„END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt zum
Benutzermodus-Menü zurück.

HINWEIS• Wenn die Mittagspause-Einstellung aktiviert ist, wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt, der den
Benutzer fragt, ob er die TWA- und PEAK-Werte vor der letzten Abschaltung behalten und die
Messung fortsetzen oder die Werte beim Einschalten zurücksetzen möchte.

- 52 -

6-4-7. Einstellung des Bestätigungspieptons
Diese Funktion liefert einen akustischen Hinweis, ob das Produkt normal funktioniert.
Der Summer ertönt in vorher festgelegten Intervallen, während die Messung durchgeführt wird.
Die folgenden Funktionen können ebenfalls mit „BUMP / CAL“, „ALM ALRT“ und „B / C / ALM“ bedientwerden.
1. BUMP/CAL
・ Startet den Betrieb, wenn die Kalibrierfrist auf ON eingestellt ist und/oder die Kalibrierung abgelaufen ist
oder die Bump-Testfrist auf ON eingestellt ist und der Bump-Test abgelaufen ist.
・ Nach dem Start des Betriebs läuft dieser, bis die Kalibrierung bzw. der Bump-Test bei allen geladenen
Gasen durchgeführt wurde. (Außer H2-Abbruch)
・ Zu jeder eingestellten Intervallzeit leuchtet die LED ca. eine Sekunde lang auf.
2. ALM ALRT・ Startet den Betrieb, wenn ein Gasalarm ausgegeben wird. (Einschließlich Minus-Sensorfehler)
・ Nach dem Start des Betriebs läuft dieser, bis die Kalibrierung bzw. der Bump-Test bei allen geladenen
Gasen durchgeführt wurde. (Außer H2-Abbruch)
・ Zu jeder eingestellten Intervallzeit leuchtet die LED ca. eine Sekunde lang auf.
3. B/C/ALM
・ Startet den Betrieb, wenn die Kalibrierfrist auf ON eingestellt ist und/oder die Kalibrierung abgelaufen ist
oder die Bump-Testfrist auf ON eingestellt ist und der Bump-Test abgelaufen ist.
・ Nach dem Start des Betriebs läuft dieser, bis die Kalibrierung bzw. der Bump-Test bei allen geladenen
Gasen durchgeführt wurde. (Außer H2-Abbruch)
・ Zu jeder eingestellten Intervallzeit leuchtet die LED ca. eine Sekunde lang auf.

<Menü für die Einstellung des Bestätigungspieptons>
1

AIR-Taste auf dem BenutzermodusMenü drücken, um„BEEP“ auszuwählen, und dann MODETaste drücken.
Der Bildschirm mit dem Bestätigungspiepton-Menü
wird angezeigt.

2

AIR-Taste drücken, um die gewünschte
Einstellung auszuwählen, und dann
MODE-Taste drücken.

Einstellungselement

LCD-Anzeige

BEEP SEL

Referenzseite<Einstellung des Pieptons> S. 54

BEEP INT<Einstellung des Pieptonintervalls>
S. 54- 53 -

ESCAPEHINWEIS• Sobald die Einstellung abgeschlossen ist, AIR-Taste drücken, um „ESCAPE“ auszuwählen, unddann MODE-Taste drücken. Die Anzeige kehrt zum Benutzermodus-Menü zurück.

<Einstellung des Pieptons>
Damit kann der Bestätigungspiepton eingestellt werden.

1

AIR-Taste drücken, um „BEEP SEL“
auszuwählen, und dann MODE-Taste
drücken.
Der Bildschirm für die Auswahl des Pieptons wird
angezeigt. Wenn Sie die Einstellung ändern, werden
die Vorgänge „BUMP/CAL“, „ALM ALRT“ und „B/C/
ALM“ gestoppt.

2

AIR-Taste drücken.
Durch Drücken der AIR-Taste werden die folgenden
Bildschirme nacheinander angezeigt:
・ OFF・ LED (nur LED-Lampen)
・ BUZZER (nur Summer)
・ LED+BUZZ (LED und Summer)
・ BUMP/CAL・ ALM ALRT・ B/C/ALM
Die Standardeinstellung ist „OFF“.

3

MODE-Taste drücken.
„END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt zum
Menü für die Einstellung des Bestätigungspieptons
zurück.

<Einstellung des Pieptonintervalls>
Damit kann das Intervall zwischen Bestätigungspieptönen eingestellt werden.

1

AIR-Taste drücken, um „BEEP INT“
auszuwählen, und dann MODE-Taste
drücken.
Der Bildschirm für die Einstellung desPieptonintervalls wird angezeigt.

- 54 -

2

AIR-Taste drücken.
Durch Drücken der AIR-Taste kann das
Pieptonintervall zwischen 0,5 Minuten und von 1
Minute bis 99 Minuten ausgewählt werden. Die
Standardeinstellung ist „5“ Minuten.

3

MODE-Taste drücken.
„END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt zum
Menü für die Einstellung des Bestätigungspieptons
zurück.

- 55 -

6-4-8. Einstellung der LED-Beleuchtungszeit
Damit kann die Dauer der LED-Anzeigebeleuchtung eingestellt werden.

1

AIR-Taste auf dem BenutzermodusMenü drücken, um „BL
TIME“ auszuwählen, und dann MODETaste drücken.
Der Bildschirm für die Einstellung derHintergrundbeleuchtungszeit wird angezeigt.

2

AIR-Taste drücken, um die
Hintergrundbeleuchtungszeit
auszuwählen.
Durch Drücken der AIR-Taste kann die
Hintergrundbeleuchtungszeit auf OFF oder von 1 bis
255 Sekunden ausgewählt werden. Die
Standardeinstellung ist „30 SEC“.

3

MODE-Taste drücken.
„END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt zum
Benutzermodus-Menü zurück.

6-4-9. Tastenton: AN-/AUSZUZIEHEN
Dadurch wird der Tastenbetätigungston aktiviert/deaktiviert.

1

AIR-Taste auf dem BenutzermodusMenü drücken, um „KEY
TONE“ auszuwählen, und dann MODETaste drücken.
Der Bildschirm für die Einstellung des Tastentons
wird angezeigt.

2

AIR-Taste drücken, um ON oder OFF
für den Tastenton auszuwählen.
Durch Drücken der AIR-Taste kann ON oder OFF fürden Tastenton ausgewählt werden. Die
Standardeinstellung ist „ON“.

3

MODE-Taste drücken.
„END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt zum
Benutzermodus-Menü zurück.

- 56 -

6-4-10. Anzeige von Anzeigemodus-Elementen: ON/OFF
Damit kann eingestellt werden, ob Anzeigemodus-Elemente, die eingestellt werden können, ein- oderausgeblendet werden.
Wenn dies auf OFF eingestellt ist, werden Elemente wie „HG GAS“ (Auswahl des brennbaren
Umwandlungsgases) im Anzeigemodus nicht angezeigt.

1

AIR-Taste auf dem BenutzermodusMenü drücken, um „DISP
SET“ auszuwählen, und dann MODETaste drücken.
Der Bildschirm für die Einstellung der Anzeige vonAnzeigemodus-Elementen wird angezeigt.

2

AIR-Taste drücken, um ON oder OFF
für die Anzeige von Anzeige vonAnzeigemodus-Elementen
auszuwählen.
Durch Drücken der AIR-Taste kann ON oder OFF fürdie Anzeige von Anzeigemodus-Elementen
ausgewählt werden. Die Standardeinstellung ist
„ON“.

3

MODE-Taste drücken.
„END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt zum
Benutzermodus-Menü zurück.

6-4-11. Datum- und Uhrzeiteinstellung
Dadurch werden Datum und Uhrzeit der internen Uhr eingestellt.

1

AIR-Taste auf dem BenutzermodusMenü drücken, um„DATE“ auszuwählen, und dann MODETaste drücken.
Der Bildschirm für die Einstellung von Datum undUhrzeit wird angezeigt.
Das Element, das zurzeit blinkt, kann eingestellt
werden.

2

AIR-Taste drücken, um das
gewünschte Einstellungselement
auszuwählen, und dann MODE-Taste
drücken.
Datum und Uhrzeit in der Reihenfolge Jahr -> Monat-> Tag -> Stunde -> Minute einstellen.

- 57 -Nach Einstellen des Minuten-Elements MODE-Taste
drücken. „END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt
zum Benutzermodus-Menü zurück.

- 58 -

6-4-12. Einstellung des Benutzerpassworts
Damit kann Zugriff auf den Benutzermodus mit einem Passwort geschützt werden. Das Passwort kann alsvierstellige Zahl im Bereich von 0000 bis 9999 eingestellt werden.

1

AIR-Taste auf dem BenutzermodusMenü drücken, um„PASSWORD“ auszuwählen, und dann
MODE-Taste drücken.
Das Passwort kann auf dem Bildschirm für die
Einstellung des Benutzermodus-Passworts aktiviert
oder deaktiviert werden.

2

AIR-Taste drücken, um „ON“
auszuwählen, und dann MODE-Taste
drücken.
Der Bildschirm für die Passworteingabe wird
angezeigt.
Die Standardeinstellung ist „0000“.
Das Passwort kann als vierstellige Zahl im Bereich
von 0000 bis 9999 eingestellt werden.

3

AIR-Taste drücken, um eine Zahl von 0
bis 9 auszuwählen, und dann MODETaste drücken.
Die Zahl wird als erste Stelle des Passworts
eingegeben und die zweite Stelle blinkt.
MODE-Taste nach Eingabe der letzten Stelledrücken. „END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt
zum Benutzermodus-Menü zurück.

<Zugreifen auf den Benutzermodus, wenn dieser passwortgeschützt
ist>1

Bei ausgeschaltetem Gerät AIR-Tasteund POWER-Taste gleichzeitig
drücken.
Taste loslassen, wenn der Summer ertönt.
Der Bildschirm für die Passworteingabe wird
angezeigt.

2

Voreingestelltes Passwort eingeben.
AIR-Taste drücken, um die Zahl für die zurzeit
ausgewählte Stelle auszuwählen, und dann MODETaste zum Bestätigen drücken.

- 59 -

Das Benutzermodus-Menü wird angezeigt, sobald
das Passwort korrekt eingegeben wurde.
Wenn das eingegebene Passwort falsch ist, wird ein
Fehler angezeigt. Die Anzeige schaltet zu„Bildschirmübergang vom Einschalten zur Anzeige
des Messbildschirms” in „5-3. Inbetriebnahme“ um.

- 60 -

6-4-13. ROM/SUM-Anzeige
Dadurch werden die Programmnummer und der SUM-Wert des Produkts angezeigt.
* Dies wird vom Benutzer normalerweise nicht verwendet.

1

AIR-Taste auf dem BenutzermodusMenü drücken, um„ROM/SUM“ auszuwählen, und dann
MODE-Taste drücken.
Der ROM/SUM-Bildschirm wird angezeigt.
Die folgenden Informationen werden abwechselnd
auf dem ROM/SUM-Bildschirm angezeigt.
・ MAIN ROM
・ SENS. ROM

2

MODE-Taste drücken.
„END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt zum
Benutzermodus-Menü zurück.

- 61 -

7
7

Wartung

Das Produkt ist ein wichtiges Sicherheits- und Katastrophenverhinderungsgerät.
Das Produkt muss in regelmäßigen Intervallen gewartet werden, um die Leistung sicherzustellen und die
Zuverlässigkeit in Bezug auf Katastrophenverhinderung und Sicherheit zu verbessern.

7-1. Wartungsintervalle und Wartungselemente
Die folgenden Elemente sollten vor Verwendung des Produkts regelmäßig gewartet werden:
・ Tägliche Wartung: Wartung vor Beginn der Arbeit durchführen.
・ Monatliche Wartung: Wartung durch Testen der Alarme einmal im Monat durchführen.
・ Regelmäßige Wartung: Wartung mindestens einmal im Jahr durchführen (idealerweise mindestenseinmal alle sechs Monate).
Wartungselemente
AkkuladezustandKonzentrationsanzeige

Betrieb desHauptgeräts
FilterAlarmtest

Messspannenjustierung
Gasalarmprüfung

Wartungsdetails
Prüfen, ob der Akkuladezustand angemessen
ist.
Durch Messung frischer Luft prüfen, ob die
Konzentrationsmesswertanzeige 0 ist (oder20,9 % beim Sauerstoff-Messgerät). Wenn
die Messwertanzeige nicht 0 ist, prüfen, ob
Interferenzgase vorhanden sind, und danneine Luftkalibrierung durchführen.
LCD-Anzeige prüfen, um zu bestätigen, dassdie Messwertanzeige nicht fehlerhaft ist.
Prüfen, ob der Filter schmutzig ist.
Alarm testen und prüfen ob die Alarm-LEDArrays, der Summer und der Vibrator korrekt
funktionieren.
Messspannenjustierung mithilfe eines
Kalibriergases durchführen.
Gasalarm mit einem Kalibriergas prüfen.

TäglicheWartung

Monatliche
Wartung

Regelmäßige
Wartung

























-





-

-



-

-



WARNUNG• Sollte eine Anomalie am Produkt auftreten, wenden Sie sich umgehend an Riken Keiki.

HINWEIS• Die Messspannenjustierung erfordert spezielle Werkzeuge und die Zubereitung eines Kalibriergases.
Wenden Sie sich für die Messspannenjustierung immer an Riken Keiki.
• Die integrierten Sensoren haben eine begrenzte Lebensdauer und müssen regelmäßig ersetzt
werden.
• Wenn die Sensoren nicht mithilfe der Messspannenjustierung kalibriert werden können, die
Messwertanzeigen nach der Luftkalibrierung nicht wiederhergestellt werden oder die
Messwertanzeigen schwanken, ist das Ende der Lebensdauer der Sensoren erreicht. Wenden Sie
sich für einen Ersatz an Riken Keiki.
- 62 -

Wartungsservice
Riken Keiki bietet Services in Verbindung mit der regelmäßigen
Wartung, einschl. Messspannenjustierung, sowie andere Justierungen
und Wartungsarbeiten.
Die Vorbereitung des Kalibriergases erfordert die Verwendung spezieller Werkzeuge wie Gaszylinder mit
der spezifizierten Konzentration und Gasprobenahmebeutel.
Unsere zertifizierten Servicetechniker haben Fachwissen über die speziellen Werkzeuge, die für dieseServices verwendet werden, sowie Know-how über die Produkte. Bitte nutzen Sie die Wartungsservices
von Riken Keiki, um den sicheren Betrieb des Produkts aufrechtzuerhalten.
Der Wartungsservice beinhaltet die folgenden Hauptaspekte. Bitte wenden Sie sich an Riken Keiki, um
weitere Informationen zu erhalten.

<Details zu den Hauptwartungsservices>
Prüfung desAkkuladezustands
Prüfung derKonzentrationsanzeige
Filterprüfung
Alarmtest
Messspannenjustierung

Gasalarmprüfung

Produktreinigung und reparatur(visuelle Inspektion)
Prüfung desProduktbetriebs
Austausch vonVerschleißteilen

Prüft den Akkuladezustand.
Prüft mithilfe eines Null-Gases, ob die Konzentrationsmesswertanzeige 0
ist (oder 20,9 % beim Sauerstoff-Messgerät).
Nullkalibrierung (Nullabgleich) wird durchgeführt, wenn die
Messwertanzeige nicht null ist.
Prüft den Staubfilter auf Verunreinigung und Verstopfen.
Der Filter wird ausgetauscht, wenn er schmutzig oder verstopft ist.
Testet den Alarm, um zu prüfen, ob die Alarm-LEDs, der Summer und derVibrator korrekt funktionieren.
Führt eine Messspannenjustierung mithilfe eines Kalibriergases durch.
Prüft den Gasalarm mit einem Kalibriergas.
• Prüfung von Alarmen (Bestätigung der Alarmaktivierung, wenn der
Alarmsollwert erreicht ist)
• Prüfung der Verzögerungszeit (Prüfung der Verzögerungszeit bis
zur Alarmaktivierung)• Prüft den Summer, die LEDs, den Vibration und die
Konzentrationsanzeige. (Prüft den Betrieb jedes der dreistufigen
Alarme.)Prüft die Außenseite des Produkts auf Schmutz und Schäden; reinigt undrepariert alle auffälligen Problembereiche.
Teile werden ersetzt, wenn sie gerissen oder beschädigt sind.
Betätigt die Tasten, um die Funktionsfähigkeit und Parameter zuüberprüfen.
Tauscht verschlechterte Komponenten wie Sensoren und Filter aus.

- 63 -

7-2. Kalibrierung
Das Produkt kann mithilfe einer automatischen Kalibrierung mit voreingestellten Gaskonzentrationen
neben einer Luftkalibrierung kalibriert werden.
Die Messspannenjustierung erfordert spezielle Werkzeuge und ein Kalibriergas. Wenden Sie sich an
Riken Keiki.

VORSICHT• Kein Feuerzeuggas verwenden, um die Empfindlichkeit des Produkts zu prüfen. Bestandteile inFeuerzeuggas kann die Leistung der Sensoren verschlechtern.

7-2-1. Vorbereitung für die Kalibrierung<Erforderliche Ausrüstung/Materialien>••••

Kalibriergas
Gasprobenahmebeutel
Kalibrierungsadapter
Pumpe<Empfohlene Kalibriergaskonzentrationen>
Detektionszielgas

Sensormodell

Kalibriergas

Kalibriergaskonzentration

Brennbares Gas (HC)NCR-6309

Isobutan (i-C4H10)

50 %LEL (0,9 Vol-%)

Brennbares Gas (CH4)

NCR-6309

Methan (CH4)

50 %LEL (2,5 Vol-%)

Schwefelwasserstoff(H2S）

ESR-A1DP oder
ESR-A13i

Schwefelwasserstoff(H2S）

25,0 ppm

Sauerstoff (O2)ESR-X13P

Sauerstoff (O2)
Stickstoff verdünnt

12,0 %

Kohlenmonoxid (CO)ESR-A1DP,ESR-A1CP oder
ESR-A13P

Kohlenmonoxid (CO)50 ppmWasserstoff (H2)
Luft verdünnt* Wasserstoff muss im Bereich von 10 °C bis 30 °C kalibriert werden.
* Dasselbe gilt für Bump-Test-Gas.
Kohlenmonoxid (CO)ESR-A1CP

500 ppm<Gasversorgungsmethode>Einen Kalibrierungsadapter am Produkt anbringen, Gasprobenahmebeutel wie in der Abbildung unten
dargestellt anbringen, i, Gas mit einer Durchflussmenge von 250 mL/min zuzuführen, und nach
Erhöhung der Messwertanzeige 60 Sekunden warten, bevor die Kalibrierung durchgeführt wird.
Gasprobenah
mebeutelPumpe

250 mL/min- 64 -

WARNUNG

Kalibriergas
Das Kalibriergas ist ein gefährliches Gas (z. B. brennbares Gas, toxisches Gas, Sauerstoffmangel).
Gas und die zugehörigen Vorrichtungen und Werkzeuge sind mit angemessener Sorgfalt zu
behandeln.
Gasprobenahmebeutel
Verschiedene Gasprobenahmebeutel für jede Gasart und -konzentration verwenden, um eine genaue
Kalibrierung sicherzustellen.
Kalibrierort• Kalibrierung nicht in einem umschlossenen Raum durchführen.
• Kalibrierung nicht an Orten durchführen, an denen Gase wie Silikon und Spühdosengase
verwendet werden.
• Kalibrierung in einem Innenraum bei normalen Temperaturen ohne erhebliche Schwankungen(innerhalb von ±5 °C) durchführen.
Kalibrierung des Kohlenmonoxidsensors (ESR-A1CP)• Der Kohlenmonoxidsensor mit Wasserstoff-Interferenzkorrekturfunktion (ESR-A1CP) mussgetrennt für Kohlenmonoxid und Wasserstoff kalibriert werden.
• Das Kohlenmonoxid und der Wasserstoff, die für die Kalibrierung verwendet werden, müssen
jeweils ein einzelnes Gas sein. Die Kalibrierung kann bei einem Gasgemisch durchgeführt werden,
aber es wird dann keine korrekte Messspannenjustierung erreicht und die
Konzentrationsmesswertanzeigen sind ungenau.
• Wenn die Wasserstoffempfindlichkeit nicht kalibriert wird, können die
Kohlenmonoxidmesswertanzeigen etwas höher oder niedriger sein als die tatsächlichen
Konzentrationen gemessen in Umgebungen, in denen auch Wasserstoff vorhanden ist.

VORSICHT• Bei Verwendung und längerer Lagerung in einer trockenen Umgebung kann es sein, dass die
Kalibrierung der Wasserstoffgasempfindlichkeit nicht möglich ist. Wenn FAIL SENSOR bei der
Kalibrierung der Wasserstoffempfindlichkeit angezeigt wird, Hauptgerät über Nacht oder länger ineiner Umgebung mit ausreichender Luftfeuchtigkeit liegen lassen.
Dann erneut installieren und die Gaskalibrierung erneut durchführen. Wenn die Kalibrierung der
CO-Gasempfindlichkeit nicht durchgeführt werden kann, wenden Sie sich an Ihren Händler oderdie nächstgelegene Niederlassung, um den Sensor auszutauschen.

HINWEIS• RP-3R (Option) oder SDM-3R (Option) kann neben den oben beschriebenen Methoden auch für die
Kalibrierung verwendet werden.
Zur Verwendung von RP-3R (Option) sollte die Pumpe auf den niedrigen Modus eingestellt werden.

7-2-2. Kalibrierungseinstellungsmenü
Dieser Abschnitt beschreibt „Luftkalibrierung“, „Autom. Einstellung der Kalibrierkonzentration“, „Autom.
Einstellung des Kalibrierzylinders“, „Autom. Kalibrierung“ und „CO2-Nullkalibrierung“.

1

AIR-Taste auf dem BenutzermodusMenü drücken, um „GASCAL“ auszuwählen, und dann MODETaste drücken.
Der Bildschirm mit dem Kalibrierung-Menü wird
angezeigt.

- 65 -

2

AIR-Taste drücken, um die gewünschte
Einstellung auszuwählen, und dann
MODE-Taste drücken.

Einstellungselement

LCD-Anzeige

Referenzseite„7-2-3. Luftkalibrierung“ (S. 67)

AIR CAL„7-2-4. Autom. Kalibrierung“ (S. 68)„7-2-5. Einstellung des Zylinders für
die autom. Kalibrierung“ (S. 70)
AUTO CAL„7-2-6. Auswahl der Gaskonzentration für
die autom. Kalibrierung“ (S. 71)

ESCAPEHINWEIS• Sobald die Einstellung abgeschlossen ist, AIR-Taste drücken, um „ESCAPE“ auszuwählen, unddann MODE-Taste drücken. Die Anzeige kehrt zum Benutzermodus-Menü zurück.

- 66 -

7-2-3. Luftkalibrierung
WARNUNG• Wenn eine Luftjustierung in der Atmosphäre durchgeführt wird, Atmosphäre vor Beginn prüfen.
Das Vorhandensein von Interferenzgasen macht die richtige Durchführung des Nullabgleichs
unmöglich und führt möglicherweise zu gefährlichen Bedingungen im Fall von tatsächlichen
G l k

VORSICHT• Luftkalibrierung immer unter Druck-, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen, die denen inder Betriebsumgebung ähnlich sind, und in der frischen Luft durchführen.
• Warten Sie, bis sich die Messwertanzeige stabilisiert, bevor Sie die Luftkalibrierung durchführen.

1

AIR-Taste drücken, um „AIR CAL“
auszuwählen, und dann MODE-Taste
drücken.
Der Bildschirm für die Luftkalibrierung wird angezeigt.

2

AIR-Taste gedrückt halten.

3

Taste loslassen, wenn „RELEASE“
angezeigt wird.
Die Luftkalibrierung wird durchgeführt.

„PASS“ wird angezeigt, wenn die Kalibrierung
erfolgreich war.

- 67 -

Die aktuelle Konzentration nach der Luftkalibrierung
wird angezeigt. Die Anzeige kehrt zum Bildschirm mit
dem Kalibrierung-Menü zurück.
„FAIL“ wird angezeigt, wenn die Kalibrierung nicht
erfolgreich war.
„END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt zum
Bildschirm mit dem Kalibrierung-Menü zurück.

HINWEIS• Wenn die Kalibrierung fehlschlägt, wird „FAIL“ neben der Messung für den fehlerhaften Sensor
zusammen mit „AIR CAL“ angezeigt. MODE-Taste drücken, um den Fehleralarm(Kalibrierungsfehler) zurückzusetzen. Die Luftkalibrierung für den fehlerhaften Sensor wird nicht
durchgeführt und die Konzentration wird mithilfe des Werts vor der Kalibrierung berechnet.
• Die Luftkalibrierung kann auch im Messmodus durchgeführt werden. (S. 24)

7-2-4. Autom. Kalibrierung
Es wird eine Kalibrierung für jedes Gas mit der angegebenen Konzentration durchgeführt.

1

AIR-Taste drücken, um „AUTO CAL“
auszuwählen, und dann MODE-Taste
drücken.

2Zylinder für die
Kalibrierungauswählen und dann
MODE-Taste
drücken.
Informationen zu den
Zylindereinstellungen finden
Sie in „7-2-5. Einstellung
des Zylinders für die autom.
Kalibrierung“ auf Seite 70.

3

Kalibriergas
zuführen, 60
Sekunden warten
und dann MODETaste drücken.

Die autom. Kalibrierung wird durchgeführt.

- 68 -

„PASS“ wird angezeigt, wenn die autom. Kalibrierung
erfolgreich war.
„FAIL“ wird angezeigt, wenn die Kalibrierung nicht
erfolgreich war.

Die Konzentration nach der autom. Kalibrierung wird
angezeigt.
Nur bei Japan Ex -Spezifikation werden die
Konzentration und der Sensorreservewert nach derautom. Kalibrierung angezeigt, nachdem die autom.
Kalibrierung erfolgreich durchgeführt wurde.

4

MODE-Taste drücken.
Die Anzeige kehrt zum Bildschirm in Schritt 2 zurück.
Die MODE-Taste muss nicht gedrückt werden, wenn
FAIL oder PASS für alle auftritt.

VORSICHT• Die Luftkalibrierung muss immer vor der autom. Kalibrierung durchgeführt
werden.
• Für Modelle, bei denen ein Sensor für brennbare Gase installiert ist, kannder Bildschirm rechts nach der autom. Kalibrierung angezeigt werden.
Wenn dieser Bildschirm angezeigt wird, können einige brennbaren Gase
nicht mithilfe der Umwandlungsfunktion für brennbare Gase umgewandelt
werden. Informationen zu den Arten von Gasen, die nicht umgewandelt
werden können, finden Sie in „6-2-2. Auswahl des brennbaren
Umwandlungsgases“ auf Seite 32. Wenn der Bildschirm rechts angezeigt
wird, Sensor für brennbare Gase umgehend durch einen neuen ersetzen.

HINWEIS• Die Luftkalibrierung muss immer vor der autom. Kalibrierung durchgeführt werden.

- 69 -

7-2-5. Einstellung des Zylinders für die autom. Kalibrierung
Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Gasgruppen (Zylinder) für die Kalibrierung einstellen. Fünf Zylinder
können als A bis E eingestellt werden.

1

AIR-Taste drücken, um „AUTO CAL“
auszuwählen, und dann MODE-Taste
drücken.
Der Bildschirm für die autom. Kalibrierung wird
angezeigt.

2

AIR-Taste drücken.
Durch Drücken der AIRTaste werden die Gasartund -konzentration fürZylinder A bis E
nacheinander angezeigt.

3

4„CYL SEL“ auswählen und dann MODETaste drücken.

AIR-Taste drücken.
Durch Drücken der AIR-Taste werden die
Detektionszielgase nacheinander angezeigt.
Durch erneutes Drücken der AIR-Taste wird
„ESCAPE“ angezeigt und die Anzeige kehrt zum
Bildschirm in Schritt 1 zurück.

5

Zum Ändern der Zylindereinstellungen
MODE-Taste auf dem
Sensorauswahlbildschirm drücken.

6

AIR-Taste drücken, um einen Zylindervon A bis E auszuwählen, und dann
MODE-Taste drücken.
„END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt zum
Menü für die autom. Kalibrierung zurück.

- 70 -

7-2-6. Auswahl der Gaskonzentration für die autom. Kalibrierung
Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie die Kalibriergaskonzentration für die einzelnen Sensoren auswählen.
Die Kalibriergaskonzentration kann in einstelligen Einheiten innerhalb des Einstellbereichs eingestellt werden.
<Einstellbereich für die Kalibriergaskonzentration>

1 %LEL
1 %LEL

Unterer
Grenzwert
5 %LEL
5 %LEL

ObererGrenzwert
75 %LEL
75 %LEL0,1 ppm

1,0 ppm

200,0 ppm

0,1 Vol.-%

0,0 Vol.-%

18,0 Vol.-%

Kohlenmonoxid
(CO)

1 ppm

20 ppm2.000 ppm

Wasserstoff (H2)1 ppm

25 ppm2.000 ppm

Detektionszielgas

Sensormodell

Kalibriergas

1 Stelle

Brennbares Gas (HC)Brennbares Gas (CH4)
Schwefelwasserstoff(H2S）
Sauerstoff (O2)

NCR-6309
NCR-6309
ESR-A1DP oder
ESR-A13i
ESR-X13P
ESR-A1DP,ESR-A1CP oder
ESR-A13P
ESR-A1CP

Isobutan (i-C4H10)
Methan (CH4)
Schwefelwasserstoff(H2S）
Sauerstoff (O2)

Kohlenmonoxid (CO)Kohlenmonoxid (CO)* Die CO(-H2)-Kalibrierung sollte mithilfe einzelner Gase und nicht als Gemisch von CO und H2durchgeführt werden.
* Wasserstoff muss im Bereich von 10 °C bis 30 °C kalibriert werden.

1

AIR-Taste drücken, um „AUTO CAL“
auszuwählen, und dann MODE-Taste
drücken.
Der Bildschirm für die autom. Kalibrierung wird
angezeigt.

2

AIR-Taste drücken,
um „CAL-P“
auszuwählen.

3

MODE-Taste drücken.

4

AIR-Taste drücken, um die
Kalibriergasart auszuwählen.

Durch Drücken der AIR-Taste werden die
Detektionszielgase nacheinander angezeigt.
Durch erneutes Drücken der AIR-Taste wird
„ESCAPE“ angezeigt und die Anzeige kehrt zum
Bildschirm in Schritt 1 zurück.

5

Zum Ändern der
Kalibriergaskonzentrationen MODETaste auf dem
Sensorauswahlbildschirm drücken.
Der Bildschirm zum Ändern der
Kalibriergaskonzentration wird angezeigt.

6

AIR-Taste drücken, um die
Kalibriergaskonzentration
auszuwählen, und dann MODE-Taste
drücken.
„END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt zum
Kalibrierung-Menü zurück.
- 71 -

7-3. Bump-Test
Das Produkt beinhaltet eine Funktion zur Durchführung eines Bump-Tests (Funktionsprüfung).
Ein Bump-Test kann für Gasarten durchgeführt werden, die von Zylindern A bis E ausgewählt werden.
Bump-Test-Gas auf dieselbe Weise wie das Kalibriergas vorbereiten (S. 64).

1

AIR-Taste auf dem BenutzermodusMenü drücken, um„BUMP“ auszuwählen, und dann MODETaste drücken.
Der Bildschirm für den Bump-Test- wird angezeigt.

2

AIR-Taste drücken, um
den Zylinder für den
Bump-Test auszuwählen,
und dann MODE-Taste
drücken.

Gas für den Bump-Test zuführen.
Der Bump-Test wird durchgeführt.
Wenn die Durchführung der Kalibrierung nachfehlschlagen eines Bump-Tests angegeben ist, wird die
Kalibrierung automatisch durchgeführt, wenn der BumpTest fehlschlägt.
Nachdem der Bump-Test und die Kalibrierung
abgeschlossen sind, werden die Bump-Test-Ergebnisse(links) und die Kalibrierergebnisse (rechts) zusammen
mit den Messwertanzeigen beim Bump-Test und nachder Kalibrierung angezeigt.

„P“: Bestanden, „F“: Fehlgeschlagen

3

MODE-Taste drücken.
„END“ wird angezeigt und die Anzeige kehrt zum
Benutzermodus-Menü zurück.
Vor Verwendung überprüfen, ob der Bump-Test (unddie Kalibrierung) für alle Gase korrekt durchgeführt
wurde und „P“ (bestanden) angezeigt wird.

- 72 -(Nur die kalibrierten
werden angezeigt.)

VORSICHT• Für Modelle, bei denen ein Sensor für brennbare Gase installiert ist, kannder Bildschirm rechts angezeigt werden, wenn eine Kalibrierung nacheinem Bump-Test-Fehler durchgeführt wird. Wenn dieser Bildschirmangezeigt wird, können einige brennbaren Gase nicht mithilfe der
Umwandlungsfunktion für brennbare Gase umgewandelt werden.
Informationen zu den Arten von Gasen, die nicht umgewandelt werden
können, finden Sie in „6-2-2. Auswahl des brennbaren
Umwandlungsgases”. Wenn der Bildschirm rechts angezeigt wird, Sensor
für brennbare Gase umgehend durch einen neuen ersetzen.

- 73 -

7-4. Reinigungsanleitung
Produkt reinigen, wenn es übermäßig schmutzig ist. Gerät vor dem Reinigen ausschalten und mit einem
Lappen oder Tuch abwischen, der/das in Wasser getaucht und fest ausgewrungen wurde. Kein Wasser,
keine organischen Lösungsmittel oder handelsüblichen Reiniger zum Reinigen verwenden, da diese zu
Fehlfunktionen des Produkts führen können.

VORSICHT• Beim Abwischen des Produkts kein Wasser darauf spritzen und keine organischen Lösungsmittel
wie Alkohol und Benzin oder handelsübliche Reiniger verwenden. Diese können die Oberfläche
des Produkts verfärben oder beschädigen oder zu Fehlfunktionen der Sensoren führen.

HINWEIS• Wasser kann in der Summeröffnung oder den Rillen zurückbleiben, wenn das Produkt nassgeworden ist. Eventuelle Feuchtigkeit wie folgt entfernen:① Feuchtigkeit auf dem Produkt mit einem trockenen Handtuch oder Tuch sorgfältig abwischen.
② Produkt festhalten und ungefähr zehn Mal mit der Summeröffnung nach unten gerichtet
schütteln.
③ Feuchtigkeit, die aus dem Inneren kommt, mit einem Handtuch oder Tuch sorgfältig abwischen.
④ Produkt auf ein trockenes Handtuch oder Tuch legen und bei Raumtemperatur stehen lassen.

- 74 -

7-5. Teileaustausch7-5-1. Ersatzteile für den regelmäßigen Austausch
Die Verschleißteile des Produkts sind unten aufgeführt. Verschleißteile sollten gemäß den empfohlenen
Austauschintervallen als Richtschnur ausgetauscht werden.

<Liste der empfohlenen Ersatzteile>
Bezeichnung
Sensor für brennbare
Gase (NCR-6309)
O2-Sensor (ESR-X13P)
CO/H2S-Sensor(ESR-A1DP)
CO-Sensor (ESR-A13P)
CO-Sensor (ESR-A1CP)
H2S-Sensor (ESR-A13i)
Staubfilter
Filter für die Entfernung
von Interferenzgasen
Filter für die Entfernung
von Interferenzgasen

Empfohlenes
Prüfungsintervall

Empfohlenes
Austauschintervall

Menge(Elementepro Gerät)

6 Monate

3 Jahre1*

6 Monate

3 Jahre1*

6 Monate

3 Jahre1*

6 Monate
6 Monate
6 Monate
Vor und nach
Verwendung

3 Jahre3 Jahre3 Jahre6 Monate oderbei Verunreinigung

1
1
1

*
*
*

3 Monate

6 Monate

3 Monate

6 Monate

1

AnmerkungenTeilenr.: 4777 9343 10
10 Blatt

1

Sensor für brennbare Gase
(NCR-6309)
Teilenr.: 4777 9315 90
5 Blatt

1

Für CO/H2S-Sensor(ESR-A1DP)
Teilenr.: 4777 9314 10
5 Blatt

Filter für die Entfernung
von Interferenzgasen

3 Monate

6 Monate

1

Für CO-Sensor(ESR-A1CP, ESR-A13P)
Teilenr.: 4777 9316 60
5 Blatt

Filter für die Entfernung
von Interferenzgasen

3 Monate

6 Monate

1

H2S-Sensor (ESR-A13i)
Teilenr.: 4777 9317 30
5 Blatt

Gummidichtungen-3 bis 6 Jahre

1 Satz*Akku-

Ca. 500 Lade/Entladezyklen

1** Nach dem Austausch ist eine Funktionsprüfung durch einen qualifizierten Servicetechniker nötig. Um die
Sicherheit und den stabilen Betrieb des Produkts sicherzustellen, sollten Sie eine Überprüfung durcheinen qualifizierten Servicetechniker anfordern. Wenden Sie sich an Riken Keiki, um eine Überprüfung
anzufordern.

HINWEIS• Die obigen Austauschintervalle dienen nur als Richtschnur. Die Austauschintervalle können sich jenach tatsächlichen Betriebsbedingungen unterscheiden. Diese Intervalle stellen keine
Garantiezeiträume dar. Die Austauschintervalle können sich je nach Ergebnis der regelmäßigen
Wartung unterscheiden.

- 75 -

7-5-2. Filteraustausch
Der Staubfilter und der Filter für die Entfernung von Interferenzgasen sind Verschleißteile. Umfang der
Verunreinigung prüfen und regelmäßig austauschen.

<Vorgehensweise beim Austauschen des Staubfilters>
1

2

Die zwei Schrauben an der Unterseite
des Hauptgeräts lockern und die zwei
Laschen lösen.

Schrauben
Sensorkappe

Staubfilter

Sensorkappe abnehmen und
Staubfilter durch einen neuen
ersetzen.

LaschenDarauf achten, dass der Filter den konvexen Teil amäußeren Umfang der Gummidichtung nichtüberlappt.

3

Sensorkappe wieder anbringen unddrücken, bis die zwei Laschen
einrasten.

4

Schrauben festziehen, um die
Sensorkappe zu befestigen.

- 76 -

WARNUNG• Der Staubfilter muss richtig eingebaut werden. Bei Falschausrichtung kann die Produktleistung
nicht garantiert werden.
• Filter alle sechs Monate austauschen. Filter auch vor Ablauf von sechs Monaten austauschen,wenn er verunreinigt ist.
• Beim Austauschen des Staubfilters oder des Filters für die Entfernung von Interferenzgasen die in„Filteraustausch“ beschriebene Vorgehensweise befolgen, Schrauben festziehen und darauf
achten, dass die zwei Laschen an der Filterkappe fest eingerastet sind. Wenn die Schrauben loseoder die Laschen an der Sensorkappe nicht fest eingerastet sind, können Fremdkörper in das
Produkt gelangen. Fremdkörper können auch hineingelagen, wenn kleinste Partikel sich zwischen
den Kontaktflächen verfangen.
• Gummidichtung nicht beschädigen.
• Um die Leistung aufrechtzuerhalten, sollten alle Gummidichtungen, unabhängig vom Zustand, alledrei bis sechs Jahre ausgetauscht werden.
• Darauf achten, nur Staubfilter und Filter für die Entfernung von Interferenzgasen zu verwenden,
die speziell für die Verwendung mit dem Produkt (GX-3R) gedacht sind. Die Verwendung nicht
zugelassener Teile kann die Gasdetektionsleistung beeinträchtigen und es kann Wasser in das
Produkt gelangen.

<Austausch des Filters für die Entfernung von Interferenzgasen>
1

2

3

Die zwei Schrauben an
der Unterseite desHauptgeräts lockern unddie zwei Laschen lösen.
Sensorkappe, Staubfilter,
Gummidichtung und die
Filter für die Entfernung
von Interferenzgasen
nacheinander entfernen
und die Filter für die
Entfernung vonInterferenzgasen wieder
anbringen.

Schrauben
Sensorkappe

Staubfilter
Gummidichtung

Filter für die
Entfernung vonInterferenzgasen

Gummidichtung wieder inder ursprünglichen
Position anbringen.

4

Staubfilter montieren.

5

Sensorkappe wieder
anbringen und drücken,
bis die zwei Laschen
einrasten.

6

Schrauben festziehen, um
die Sensorkappe zu
befestigen.

Darauf achten, dass der Filter den
konvexen Teil am äußeren Umfang
der Gummidichtung nichtüberlappt.

- 77 -

LaschenFilterSensorSensorabdeckung

SensorSensorWARNUNG• Die Filter für die Entfernung von Interferenzgasen müssen richtig eingebaut werden. Wenn sie
falsch ausgerichtet sind, kann Gas entweichen, was die korrekte Detektion verhindert.
• Der Staubfilter muss richtig eingebaut werden. Bei Falschausrichtung kann die Produktleistung
nicht garantiert werden.
• Filter alle sechs Monate austauschen. Filter auch vor Ablauf von sechs Monaten austauschen,wenn er verunreinigt ist.
• Beim Austauschen des Staubfilters oder von einzelnen Filtern für die Entfernung vonInterferenzgasen die in „Austausch des Filters für die Entfernung von Interferenzgasen“beschriebene Vorgehensweise befolgen, Schrauben festziehen und darauf achten, dass die zwei
Laschen an der Sensorkappe fest eingerastet sind. Wenn die Schrauben lose oder die Laschen an
der Sensorkappe nicht fest eingerastet sind, können Fremdkörper in das Produkt gelangen.
Fremdkörper können auch hineingelagen, wenn kleinste Partikel sich zwischen den
Kontaktflächen verfangen.
• Gummidichtung nicht beschädigen.
• Um die Leistung aufrechtzuerhalten, sollten alle Gummidichtungen, unabhängig vom Zustand, alledrei bis sechs Jahre ausgetauscht werden.
• Darauf achten, nur Staubfilter und Filter für die Entfernung von Interferenzgasen zu verwenden,
die speziell für die Verwendung mit dem Produkt (GX-3R) gedacht sind. Die Verwendung nicht
zugelassener Teile kann die Gasdetektionsleistung beeinträchtigen und es kann Wasser in das
Produkt gelangen.
• Nur spezielle Filter für die Entfernung von Interferenzgasen für jeden Sensor verwenden.
Andernfalls kann es sein, dass Gas nicht korrekt detektiert wird.

- 78 -

8
8

Aufbewahrung und
Entsorgung

8-1. Vorgehensweise für die Aufbewahrung oder bei
längerem Nichtgebrauch
Das Produkt muss in der folgenden Umgebung aufbewahrt werden:
・ An einem dunklen Ort bei normaler Temperatur und Luftfeuchtigkeit, vom direkten Sonnenlicht entfernt
・ An einem Ort frei von Gasen, Lösungsmitteln und Dämpfen
Bewahren Sie das Produkt in seinem Versandkarton auf, falls Sie diesen aufbewahrt haben.
Wenn der Versandkarton nicht verfügbar ist, bewahren Sie es von Staub und Schmutz entfernt auf.

HINWEIS• Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, empfehlen wir die Aufbewahrung nach
Entladen des Akkus, bis das Symbol für den Akkuladezustand nur noch einen Balken anzeigt. Die
Aufbewahrung im vollständig aufgeladenen Zustand kann die Lebensdauer des Akkus verringern
und eine Verschlechterung des Akkus beschleunigen.

8-2. Vorgehensweise bei der Verwendung nach
Aufbewahrung
Kalibrierung durchführen, wenn das Produkt nach längerer Aufbewahrung wieder verwendet wird.

VORSICHT• Wenden Sie sich an Riken Keiki, um eine Neujustierung und Gaskalibrierung anzufordern.
• Bei einem Temperaturunterschied von 15 °C oder mehr zwischen dem Lager- undVerwendungsort, Gerät ausschalten und etwa 10 Minuten lang in einer Umgebung, die dem
Verwendungsort ähnlich ist, akklimatisieren lassen, bevor die Luftkalibrierung in der frischen Luftdurchgeführt wird.

- 79 -

8-3. Produktentsorgung
Entsorgen Sie das Produkt als Industriemüll (nicht brennbar) gemäß den örtlichen Vorschriften.

WARNUNG• Nie versuchen, elektrochemische Sensoren zu zerlegen, da sie Elektrolyt enthalten. Elektrolyt
kann Entzündungen, wenn es mit der Haut in Kontakt kommt, und Erblindung, wenn es mit den
Augen in Kontakt kommt, verursachen. Elektrolyt kann Kleidung verfärben oder zersetzen, wennes mit Kleidung in Kontakt kommt.
Sollte es zu einem Kontakt kommen, Bereich sofort mit reichlich Wasser spülen. Entsorgen Sie
Akkus gemäß den von den lokalen Behörden vorgeschriebenen Verfahren.

<Entsorgung in EU-Mitgliedsstaaten>
Beim Entsorgen des Produkts in einem EU-Mitgliedsstaat müssen Sie den Akku vorschriftsgemäß
trennen.
Der von der Lithium-Ionen-Akkueinheit getrennte Akku muss gemäß den Abfallsortier-, Sammel- oder
Recyclingsystemen behandelt werden, die durch die Vorschriften in den EU-Mitgliedsstaaten angegeben
werden.

HINWEIS
Zeichen „Durchgestrichene Mülltonne“• Dieses Piktogramm ist an Produkten angebracht, die Akkus enthalten, die
unter die EU-Batterierichtlinie 2006/66/EG fallen. Solche Akkus müssen wie
durch die neueste Richtlinie angegeben entsorgt werden. Das Piktogramm
gibt an, dass die Akkus vom normalen Hausmüll getrennt und auf geeignete
Weise entsorgt werden müssen.

- 80 -

9
9Fehlerbehebung

Dieses Fehlerbehebungskapitel behandelt nicht die Ursachen aller möglichen Produktfehlfunktionen. Esbietet kurze Erklärungen, die bei der Ermittlung der Ursache häufiger Probleme helfen sollen.
Sollten Symptome auftreten, die hier nicht behandelt werden, oder Probleme auch nach Ergreifung vonKorrekturmaßnahme andauern, wenden Sie sich an Riken Keiki.

9-1. Produktanomalien
Symptome<Bildschirmanzeige>

UrsacheMaßnahme

Der Akku ist leer.
Das Gerät kann nicht
eingeschaltet werden.

Die POWER-Taste wurde zu
kurz oder zu lang gedrückt.

Akku an einem sicheren Ort bei
Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C und+40 °C aufladen.
Zum Einschalten des Geräts POWER-Taste
drücken, bis der Summer ertönt, und dann die
Taste loslassen.

Anormaler Betrieb

Störungen aufgrundplötzlicher statischer
Elektrizität, Rauschen usw.

Gerät einmal aus- und dann wieder
einschalten.

Alarmanzeige
schwache
Akkuspannung<FAIL BATTERY>

Akkuladezustand ist
schwach.

Gerät ausschalten und Akku an einem
sicheren Ort bei Umgebungstemperaturen
zwischen 0 °C und +40 °C aufladen.

Das Gerät schaltet sichnach dem Einschalten
sofort wieder aus.
<TURN OFF>

Akkuladezustand ist
schwach.

Gerät ausschalten und Akku an einem
sicheren Ort bei Temperaturen zwischen 0 °C
und +40 °C aufladen.

Das Produkt befindet sichnicht in frischer Luft.

An die frische Luft bringen.

Die Sensorempfindlichkeit
hat sich verschlechtert.

Wenden Sie sich an Riken Keiki, um einen
Sensoraustausch anzufordern.

Die Einstellung für die
Bump-TestGaskonzentration
unterscheidet sich von derKonzentration deszugeführten Bump-TestGases.

Prüfen, ob die Einstellung für die Bump-TestGaskonzentration der Konzentration deszugeführten Bump-Test-Gases entspricht.

Die Sensorempfindlichkeit
hat sich verschlechtert.

Wenden Sie sich an Riken Keiki, um einen
Sensoraustausch anzufordern.

Die Luftkalibrierung ist
nicht möglich.
<FAIL SENSOR>

Bump-Test ist nicht
möglich.

- 81 -

Die
Messspannenjustierung
ist nicht möglich.
<FAIL SENSOR>

Symptome<Bildschirmanzeige>

Im Messmodus wird
eine Sensoranomalität
angegeben.
<FAIL SENSOR>Die Einstellung für die
Kalibriergaskonzentration
unterscheidet sich von derKonzentration deszugeführten Kalibriergases.
Anzeigewerte verringern
sich aufgrund einer
trockenen Umgebung.
(nur für ESR-A1CP H2)

Gerät über Nacht oder länger in einer
Umgebung mit ausreichender Luftfeuchtigkeit
stehen lassen und dann die Gaskalibrierung
erneut durchführen.

Die Sensorempfindlichkeit
hat sich verschlechtert.

Wenden Sie sich an Riken Keiki, um einen
Sensoraustausch anzufordern.

UrsacheMaßnahme

Die Sensorempfindlichkeit
hat sich verschlechtert.

Anomalie des Systems<FAIL SYSTEM>

Eine Anomalie desSchaltkreises im Hauptgerät
ist aufgetreten.

Fehler Nr. 000

Anomalie des internen ROM

Fehler Nr. 010

Anomalie des internen RAM

Fehler Nr. 021

Anomalie des internen FRAM

Fehler Nr. 031

FLASH-Anomalie

Fehler Nr. 081

Leiterplattenanomalie

Fehler Nr. 082

Anomalie desTemperatursensors

Anomalie der Uhr
<FAIL CLOCK>
Zugriff auf den
Benutzermodus nicht
möglich.
Die Lade-LED blinkt
abwechselnd grün undorange.

Prüfen, ob die Einstellung für die
Kalibriergaskonzentration der Konzentration
des zugeführten Kalibriergases entspricht.

Wenden Sie sich an Riken Keiki, um einen
Sensoraustausch anzufordern.
(Wenn beim Einschalten „FAIL“ anstatt einesgemessenen Wertes angezeigt wird, MODETaste drücken, um den Alarm zurückzusetzen.
Die Gassensoren können mit Ausnahme desfehlerhaften Sensors weiter verwendet
werden.)Wenden Sie sich für eine Reparatur an Riken
Keiki.

Anomalie der internen Uhr

Datum und Uhrzeit einstellen. (S. 57)
Falls dieses Symptom häufig auftritt, kann es
sein, dass die interne Uhr defekt ist undausgetauscht werden muss. Wenden Sie sichan Riken Keiki.

Passwort für den
Benutzermodus vergessen.

Wenden Sie sich an Riken Keiki.

Die Temperatur ist außerhalb
des zulässigen
Ladetemperaturbereichs.

Akku bei Umgebungstemperaturen zwischen
0 °C und +40 °C aufladen.

- 82 -

9-2. Messwertanzeige-Anomalien
Symptome<Bildschirmanzeige>

UrsacheMaßnahme

Sensordrift

Die
Messwertanzeige
steigt (oder fällt) undbleibt unverändert.

Luftkalibrierung durchführen.
Es ist schwierig, die Auswirkungen vonInterferenzgasen vollständig zu beseitigen.
Wenden Sie sich an Riken Keiki fürInformationen über Gegenmaßnahmen, wie z. B.
Filter für die Entfernung von Interferenzgasen.
Es kann einen sehr kleine Leckage (langsame
Leckage) des Detektionszielgases vorliegen.
Sollte dies nicht behoben werden, kann es zu
gefährlichen Situationen führen. Dieselbe
Maßnahme ergreifen wie bei Gasalarmen.

Vorhandensein vonInterferenzgasen

Langsame Leckage

Umgebungsschwankungen

Ein Gasalarm wird
ausgelöst, auchwenn es in der
Messumgebung kein
Problem gibt.

Langsame Reaktion

Vorhandensein vonInterferenzgasen

Auswirkung von Rauschen

Luftkalibrierung durchführen.
Es ist schwierig, die Auswirkungen vonInterferenzgasen vollständig zu beseitigen.
Wenden Sie sich an Riken Keiki fürInformationen über Gegenmaßnahmen, wie z. B.
Filter für die Entfernung von Interferenzgasen.
Gerät einmal aus- und dann wieder einschalten(Neustart). Falls ähnliche Symptome häufig
auftreten, geeignete Maßnahmen ergreifen, um
die Rauschquelle zu beseitigen.

Verstopfung des Staubfilters

Tauschen Sie den Staubfilter aus.

Die Sensorempfindlichkeit
hat sich verschlechtert.

Wenden Sie sich an Riken Keiki, um einen
Sensoraustausch anzufordern.

- 83 -

10
10

Produktspezifikationen

10-1. Spezifikationsliste<Allgemeine Spezifikationen>
Konzentrationsanzeige

LCD-Anzeige (7 Segmente + 14 Segmente + Symbole)

DetektionsmethodeDiffusionstyp

AnzeigenUhr, Akkuladezustand, Betriebsstatus

Summerlautstärke

Ca. 95 dB (Mittelwert bei 30 cm)

Gasalarmanzeige

Blinkende Lampe, kontinuierlicher modulierender Summerton, blinkende
Gaskonzentrationsanzeige, Vibration

Gasalarmmuster

Selbsthaltend

Fehleralarm/Selbstdiagnose

Anomalie des Systems, Anomalie des Sensors, Abfall der Akkuspannung,Kalibrierfehler

Fehleralarmanzeige

Blinkende Lampe, intermittierender Summerton, Detailanzeige

Fehleralarmmuster

Selbsthaltend

Übertragungsspezifikationen

IrDA (für Datenlogger)

Stromquelle

Lithium-Ionen-Akku

Betriebsdauer

Ca. 40 Stunden (Akkusparmodus EIN, 25 °C, kein Alarm, keine Beleuchtung)Ca. 25 Stunden (Akkusparmodus AUS, 25 °C, kein Alarm, keine Beleuchtung)Umgebung für temporäre Verwendung:

Betriebstemperaturbereich-40 °C bis +60 °C (keine plötzlichenÄnderungen)Umgebung für die dauerhafte Verwendung: -20 °C bis +50 °C (keine plötzlichenÄnderungen)Umgebung für temporäre Verwendung:

Luftfeuchtigkeit im Betrieb
Betriebsdruckbereich
Konstruktion
Explosionsgeschützte
Konstruktion

Umgebung für dauerhafte Verwendung:

0 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit(keine Kondensation)
10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit(keine Kondensation)

80 kPa bis 120 kPa (80 kPa bis 110 kPa für explosionsgeschützten Bereich)
Staubdichte, spritzdichte Konstruktion gemäß IP66/68 (2 m, 1 h);sturzsicher bis 7 m
Allgemeine ATEX/IECEx-Spezifikation: Eigensichere explosionsgeschützte
Konstruktion und flammensichere Gehäuse
Japan Ex -Spezifikation: Eigensichere explosionsgeschützte Konstruktion- 84 -

Außenmaße

ATEX
II 1 G Ex da ia IIC T4 Ga / I M1 Ex da ia I Ma (Mit Sensor für brennbare Gase)
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga / I M1 Ex ia I Ma (Kein Sensor für brennbare Gase)
IECEx
Ex da ia IIC T4 Ga / Ex da ia I Ma (Mit Sensor für brennbare Gase)
Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma (Kein Sensor für brennbare Gase)
Japan ExEx ia IIC T4 Ga
Ca. 58 mm (Breite) x 65 mm (Höhe) x 26 mm (Tiefe) (ohne Vorsprünge)Gewicht

Ca. 100 g

Explosionsschutzklasse- 85 -

<Spezifikationen der einzelnen Sensoren>
Element

Brennbares Gas
Methan (CH4) oder Isobutan (i-C4H10)
0 bis 100 % LEL
1 %LEL
1. Alarm: 10 %LEL
2. Alarm: 50 %LEL
3. Alarm: 50 %LEL
OVER-Alarm: 100 %LEL
1. Alarm: 10 %LEL
2. Alarm: 25 %LEL
3. Alarm: 50 %LEL
OVER-Alarm: 100 %LEL
Katalytische Verbrennung

Detektionszielgas

Detektionsbereich
1 Stelle
Alarmsollwert(Japan Ex-Spezifikation)
Alarmsollwert(Allgemeine ATEX/IECExSpezifikation)
Detektionsprinzip

Element

Detektionszielgas

Messbereich (Japan Ex Spezifikation)
Betriebsbereich (Japan ExSpezifikation)
Messbereich (Allgemeine
ATEX/IECEx-Spezifikation)
Betriebsbereich (Allgemeine
ATEX/IECEx-Spezifikation)
1 Stelle

Sauerstoff (O2)

Kohlenmonoxid (CO)Schwefelwasserstoff(H2S）

0 bis 25,0 %0 bis 500 ppm

0 bis 30,0 ppm

25,1 bis 40,0 %501 bis 2.000 ppm

30,1 bis 200,0 ppm

0 bis 25,0 %0 bis 500 ppm

0 bis 100,0 ppm

25,1 bis 40,0 %501 bis 2.000 ppm

100,1 bis 200,0 ppm

0,1 %

1 ppm
Erster: 25 ppm
Zweiter: 50 ppm
Dritter: 50 ppm
TW-Alarm: 25 ppm
STEL-Alarm: 200 ppm
OVER-Alarm: 2000 ppm
Erster: 25 ppm
Zweiter: 50 ppm
Dritter: 1200 ppm
TW-Alarm: 25 ppm
STEL-Alarm: 200 ppm
OVER-Alarm: 2000 ppm
Elektrochemisch0,1 ppm
Erster: 1,0 ppm
Zweiter: 10,0 ppm
Dritter: 10,0 ppm
TW-Alarm: 1,0 ppm
STEL-Alarm: 5,0 ppm
OVER-Alarm: 200,0 ppm
Erster: 5,0 ppm
Zweiter: 30,0 ppm
Dritter: 100,0 ppm
TW-Alarm: 1,0 ppm
STEL-Alarm: 5,0 ppm
OVER-Alarm: 200,0 ppm

Alarmsollwert(Japan Ex-Spezifikation)

L: 18,0 %LL: 18,0 %H: 25,0 %OVER-Alarm: 40,0 %Alarmsollwert(Allgemeine ATEX/IECExSpezifikation)

L: 19,5 %LL: 18,0 %H: 23,5 %OVER-Alarm: 40,0 %Detektionsprinzip

10-2. Zubehörliste
Standardzubehör (Japan Ex-Spezifikation)
Teilebezeichnung
Trageriemen
Gürtelclip (mit Befestigungsschraube)
Schutzabdeckung aus Gummi
Netzteil
Kalibrierungsadapter (einfacher Typ)Teilenr.
0888 0605 90
4777 9202 40
4777 4161 102594 0898 30
4777 9307 40- 86 -

Standardzubehör (Allgemeine ATEX/IECEx-Spezifikation)
Teilebezeichnung
Trageriemen
Gürtelclip (mit Befestigungsschraube)
Schutzabdeckung aus Gummi
Netzteil<Optionale Elemente (getrennt verkauft)>
Teilebezeichnung
Gürtelclip (mit Befestigungsschraube)
Ultraflache Krokodilklemme(mit Befestigungsschraube)
Gürteleinheit (mit Befestigungsvorrichtung und Schraube)
Filtereinheit (Für ESR-A1DP) 5 Blatt
Filtereinheit (Für NCR-6309) 5 Blatt
Filtereinheit (Für ESR-A1CP, ESR-A13P) 5 Blatt
Filtereinheit (Für ESR-A13i) 5 BlattStaubfilter, 10 Blatt
Schutzfolie, 5 Blatt
Lederetui
Wärmebeständiges Etui (nicht explosionsgeschützt)Manuelles Ansaugkit (mit Probenahmestab)
Manuelles Ansaugkit (mit Schwimmer)
Manuelles Ansaugkit(mit gewichtetem 30-m-Schlauch)
AU-Stecker
EU-Stecker
UK-Stecker
Kalibrierungsadapter (einfacher Typ)
Kalibrierungsadapter
BC-3R
Wandbefestigung für Ladeschale
AC-Adapter mit fünf Einheiten (22.5cm)*
AC-Adapter mit fünf Einheiten (60cm)*
AC-Adapter mit fünf Einheiten (120cm)*
Datenlogger-Managementprogramms (SW-GX-3R(EX)* ohne Netzteil- 87 -

Teilenummer
0888 0605 90
4777 9202 40
4777 4161 102594 0898 30
Teilenr.
4777 9202 40
4777 9203 104777 9293 30
4777 9314 104777 9315 904777 9316 60
4777 9317 304777 9343 104777 9296 50
4777 4257 00
4777 4259 40
4777 9302 80
4777 9304 20
4777 9305 00
2594 0932 90
2594 0933 60
2594 0934 30
4777 9307 40
4777 9309 90
4777 214777 4337 50
4777 9329 704777 9319 80
4777 9333 20
2980 6228 1011Anhang11

Datenloggerfunktion
Das Produkt ist mit einer Datenloggerfunktion ausgestattet, die Messergebnisse und Ereignisse wie
Gasalarme, Fehleralarme und Kalibrierung aufzeichnet.

HINWEIS• Das Datenlogger-Managementprogramm (getrennt verkauft) ist für das Prüfen von Daten
erforderlich, die mithilfe der Datenloggerfunktion aufgezeichnet wurden. Wenden Sie sich an Riken
Keiki, um weitere Informationen zu erhalten.

Der Datenlogger bietet die folgenden fünf Funktionen:(1) Intervalltrend

Zeichnet die Änderungen bei der gemessenen Konzentration zwischen Ein- und Ausschalten des Geräts auf.
Für brennbare Gase, Kohlenmonoxid und Schwefelwasserstoff werden der Durchschnittswert, der Peakwert
und die Peakwert-Detektionszeit aufgezeichnet; für Sauerstoff werden der Durchschnittswert, der Mindestwert,
die Mindestwert-Erkennungszeit, der Höchstwert und die Höchstwert-Erkennungszeit aufgezeichnet.
Zeichnet Daten für die letzten 3.600 Elemente auf.
Wenn die Zahl der Elemente 3.600 übersteigt, werden die ältesten Daten durch die neuesten Datenüberschrieben.
Wenn Überschreiben deaktiviert ist, stoppt die Aufzeichnung, wenn 3.600 überschritten wird.
Wenn 3.600 Elemente für eine einzige Messung überschritten werden, werden die ältesten Daten nichtüberschrieben und die Aufzeichnung stoppt auch dann, wenn Überschreiben aktiviert ist.
* Wenn die maximale Aufzeichnungszeit überschritten ist, werden jedoch die ältesten Daten gelöscht,
bevor 3.600 erreicht werden.
Die maximalen Aufzeichnungszeiten entsprechen verschiedenen Intervallen wie folgt:
Intervall
MaximaleAufzeichnungszeit

10
Sekunden
10
Stunden20
Sekunden20
Stunden

30
Sekunden30
Stunden1 Minuten
60
Stunden3
Minuten180
Stunden5
Minuten300
Stunden

10
Minuten600
Stunden* Die Standardintervallzeit ist 5 Minuten.
Das Intervall kann mithilfe des Datenlogger-Managementprogramms (getrennt verkauft) eingestellt
werden.

(2) Alarmtrend

Wenn ein Alarm ausgelöst wird, zeichnet diese Funktion die Änderungen bei den gemessenen
Konzentrationen 30 Minuten lang vor und nach Auftreten des Alarms (insgesamt eine Stunde) auf.
Der Alarmtrend zeichnet PEAK-Werte (Mindestwerte für Sauerstoff) über 5-Sekunden-Zeiträume bei 5Sekunden-Intervallen auf.
Zeichnet Daten für die letzten acht Elemente auf.
Wenn die Zahl der Elemente acht übersteigt, werden die ältesten Daten durch die neuesten Datenüberschrieben.

(3) Alarmereignis

Zeichnet das Auftreten von Alarmen als Ereignisse auf.
Diese Funktion zeichnet die Zeit auf, zu der der Alarm ausgelöst wurde, das Zielgas der Messung und die
Art des Alarmereignisses.
Zeichnet die 100 letzten Ereignisse auf.
Wenn die Zahl der Ereignisse 100 übersteigt, werden die ältesten Daten durch die neuesten Daten überschrieben.
- 88 -

(4) Fehlerereignis
Zeichnet das Auftreten von Fehleralarmen als Ereignisse auf.
Diese Funktion zeichnet die Zeit auf, zu der der Fehleralarm ausgelöst wurde, das Zielgas der Messung,
Geräteinformationen und die Art des Fehlerereignisses.
Zeichnet die 100 letzten Ereignisse auf.
Wenn die Zahl der Ereignisse 100 übersteigt, werden die ältesten Daten durch die neuesten Datenüberschrieben.

(5) Kalibrierungsverlauf
Zeichnet Daten auf, wenn die Kalibrierung durchgeführt wird.
Diese Funktion zeichnet die Kalibrierungszeit, die Konzentrationswerte vor und nach der Kalibrierung und
Kalibrierungsfehler auf.
Zeichnet Daten für die letzten 100 Kalibrierungen auf.
Wenn die Zahl Kalibrierungen 100 übersteigt, werden die ältesten Daten durch die neuesten Datenüberschrieben.

HINWEIS• Der Kommunikationsmodus startet automatisch, wenn der Infrarot-Kommunikationsanschluss desProdukts sich an einer Stelle befindet, wo IrDA-Kommunikation verfügbar ist, während Datum undUhrzeit oder Akkuladezustand/Gasalarmmuster nach Einschalten angezeigt werden. Sie können
den Kommunikationsmodus auch aufrufen, indem Sie die AIR- und POWER-Tasten gleichzeitig
drücken, wenn sich der Infrarot-Kommunikationsanschluss des Produkts an einer Stelle befindet,
wo IrDA-Kommunikation verfügbar ist.
• Ein Fehleralarm wird ausgelöst, wenn für eine voreingestellte Dauer keine
Kommunikationsverbindung im Kommunikationsmodus bestätigt werden kann. Versuchen Sie indiesem Fall entweder die Kommunikationsverbindung erneut oder schalten Sie das Produkt aus.

- 89 -

Umwandlungsliste 100 %LEL = ppm
Die folgende Tabelle zeigt die Standardumwandlung für 100 %LEL und ppm:
Standard

IEC

ISO

MethanCH4

50.000 ppm

44.000 ppm

44.000 ppm

Isobutani-C4H1018.000 ppm

13.000 ppm

15.000 ppm

Wasserstoff

H2

40.000 ppm

40.000 ppm

40.000 ppm

Methanol

CH3OH

55.000 ppm

60.000 ppm

60.000 ppm

Acetylen

C2H2

15.000 ppm

23.000 ppm

23.000 ppm

Ethylen

C2H4

27.000 ppm

23.000 ppm

24.000 ppm

Ethan

C2H6

30.000 ppm

24.000 ppm

24.000 ppm

Ethanol

C2H5OH

33.000 ppm

31.000 ppm

31.000 ppm

Propylen

C3H6

20.000 ppm

20.000 ppm

18.000 ppm

AcetonC3H6O

21.500 ppm

25.000 ppm

25.000 ppm

PropanC3H8

20.000 ppm

17.000 ppm

17.000 ppm

Butadien

C4H6

11.000 ppm

14.000 ppm

14.000 ppm

Cyclopentan

C5H10

14.000 ppm

14.000 ppm

14.000 ppm

BenzenC6H6

12.000 ppm

12.000 ppm

12.000 ppm

n-Hexann-C6H1412.000 ppm

10.000 ppm

10.000 ppm

ToluenC7H8

12.000 ppm

10.000 ppm

10.000 ppm

n-Heptann-C7H16

11.000 ppm

8.500 ppm

8.000 ppm

Xylen

C8H10

10.000 ppm

10.000 ppm

10.000 ppm

n-Nonann-C9H20

7.000 ppm

7.000 ppm

7.000 ppm

Ethylacetat

EtAc

21.000 ppm

20.000 ppm

20.000 ppm

Isopropylalkohol

IPA

20.000 ppm

20.000 ppm

20.000 ppm

Methylethylketon

MEK

18.000 ppm

15.000 ppm

15.000 ppm

Methylmethacrylat

MMA

17.000 ppm

17.000 ppm

17.000 ppm

Dimethylether

DME

30.000 ppm

27.000 ppm

27.000 ppm

Methylisobutylketon

MIBK

12.000 ppm

12.000 ppm

12.000 ppm

Tetrahydrofuran

THF

20.000 ppm

15.000 ppm

15.000 ppm- 90 -

Revisions- oder Aufhebungsverlauf
AusgabeRevision

Ausgabedatum

0

Erste Ausgabe (PT0E-1764)

2019/5/31

1

Konformitätserklärung

2019/11/26

2

Konformitätserklärung

2020/4/1

3

MOVER-Alarm ändern

2020/5/19

4
5Sicherheitshinweise zu ATEX/IECEx-Spezifikationen
Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise zu ATEX/IECEx-Spezifikationen
Konformitätserklärung

2020/8/1
2020/8/21

6

Konformitätserklärung

2021/10/29

7

Konformitätserklärung, BESONDERE EINSATZBEDINGUNGEN

2024/5/31- 91 -

Konformitätserklärung

- 92 -

- 93 -

Übersicht
Der GX-3R kann bis zu 4 Gase mithilfe von 3 Sensoren messen.
Der GX-3R Pro kann bis zu 5 Gase mithilfe von 4 Sensoren messen.
Sowohl der GX-3R als auch der GX-3R Pro messen brennbare Gase (LEL), Sauerstoff (O2),
Schwefelwasserstoff (H2S) und Kohlenmonoxid (CO).
Der GX-3R Pro kann außerdem toxische Gase einschl. Kohlendioxid und Schwefeldioxid (CO2 und SO2)
messen.
Beide Modelle zeigen Messergebnisse auf einem LCD an und geben Gasalarme (über LED und Summer)
bei Bedarf auf. Die Modelle übertragen außerdem Messergebnis über Bluetooth drahtlos zu einem Host.
Die Gasprobenahme erfolgt durch Diffusion. Die Modelle haben keine internen Ansaugpumpen.

Stromquellen
Der GX-3R erhält Strom von einem integrierten Lithium-Ionen-Akku, der nicht vom Benutzer ausgetauscht
werden kann.
Der GX-3R Pro erhält Strom entweder von einem Lithium-Ionen-Akku (BUL-3R) oder einer Alkali-Batterie(BUD-3R), die beide integrale Komponenten zur Aufrechterhaltung der intrinsischen Sicherheit haben. Diese
Akkus können vom Benutzer in nicht explosionsgefährdeten Bereichen ausgetauscht werden.
Der Lithium-Ionen-Akku ist für den GX-3R und GX-3R Pro gleich.
Zum Aufladen des Lithium-Ionen-Akkus wird das dafür vorgesehenes Netzteil verwendet.

Sicherheitsspezifikation
Ex da ia I Ma , Ex da ia IIC T4 Ga (mit Sensor für brennbare Gase NCR-6309)
Ex ia I Ma , Ex ia IIC T4 Ga (ohne Sensor für brennbare Gase NCR-6309)
I M1 Ex da ia I Ma , II 1 G Ex da ia IIC T4 Ga (mit Sensor für brennbare Gase NCR-6309)
I M1 Ex ia I Ma , II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (ohne Sensor für brennbare Gase NCR-6309)･Umgebungstemperaturbereich für die Verwendung: -40°C bis +60°C･Umgebungstemperaturbereich beim Aufladen des Akkus: 0°C bis +40°C

Elektrische Daten
・ Lithium-Ionen-Akku: Aufladbarer Akku von Maxell Modell Nr. ICP463048XS・ Alkali-Batterie (2 Batterien in Reihe): Toshiba LR03 oder Duracell MN2400/PC2400
・ Der Akku sollte mit dem dedizierten AC-Netzteil oder mit Strom von einer IEC60950zertifizierten SELV-Stromquelle oder einer IEC62368-1-zertifizierten ES1-Stromquelle geladen
werden. Die maximale Spannung vom Ladegerät darf 6,3 V nicht übersteigen.

Zertifikatnummern
・ IECEx-Zertifikat: IECEx DEK 17.0050 X
・ ATEX-Zertifikat: DEKRA 17 ATEX 0103 X

Liste der Normen
・ IEC 60079-0:2017
・ EN IEC 60079-0:2018
・ IEC 60079-1:2014-06 ・ EN60079-1:2014
・ IEC 60079-11:2011
・ EN60079-11:2012
・ EN50303:2000- 94 -

BESONDERE EINSATZBEDINGUNGEN
Wenn der tragbare Gasmonitor mit dem thermokatalytischen Gassensor Modell NCR-6309 in derZündschutzart Ex da ausgestattet ist:
・ Der Sensor Modell NCR-6309 ist mit geringem Risiko einer mechanischen Gefährdung für den
Einsatz in einer Umgebung der Gruppe I geprüft, daher muss er gegen hohe Schlagenergie
geschützt werden.
・ Der Sensor Modell NCR-6309 darf nicht ultraviolettem Licht ausgesetzt oder in Geräten verwendet
werden, in denen er nicht vollständig eingeschlossen ist.
・ Der Sensor Modell NCR-6309 ist ein flammgeschütztes Produkt und darf nicht zerlegt oderverändert werden, mit Ausnahme der angegebenen Teile.
・ Das Gerät darf nicht mit Öl oder Hydraulikflüssigkeit in Berührung kommen.

WARNUNGEN
Für alle Modelle
・ Nicht versuchen, das Instrument zu zerlegen oder zu modifizieren.
・ Der Sensor für brennbare Gase NCR-6309, zum Messen von LEL, ist nur Teildieses Gaswarngeräts mit flammensicherer Konstruktion.
・ Dieses Produkt ist ein explosionsgeschütztes Produkt und darf mit Ausnahme der angegebenen
Teile nicht zerlegt oder modifiziert werden.
・ Der NCR-6309 darf keinem ultravioletten Licht ausgesetzt werden.
・ Dieses Produkt enthält einen Sensor mit flammensicherer Konstruktion.
Wenn die Montage nicht wie angegeben erfolgt, ist die Explosionsschutzleistung beeinträchtigt.
Beim Austauschen des Sensors und Filters müssen Originalteile ordnungsgemäß eingebaut undgemäß Spezifikation festgezogen werden.
・ Wenn das Gehäuse beschädigt ist, muss es vor der weiteren Verwendung repariert werden.
・ Der Sensor darf nicht ultraviolettem Licht ausgesetzt oder in einem Gerät verwendet werden, dassnicht vollständig geschlossen ist.

Für GX-3R・ Darf nicht an einem explosionsgefährdeten Ort aufgeladen werden.
・ Das Gerät darf nur mit dem Original-Ladegerät aufgeladen werden.

Für GX-3R Pro mit BUL-3R・ Darf nicht an einem explosionsgefährdeten Ort aufgeladen werden.
・ Das Gerät darf nur mit dem Original-Ladegerät aufgeladen werden.
・ Der Akku darf nicht an einem explosionsgefährdeten Ort aufgeladen werden.

Für GX-3R Pro mit BUD-3R・ Der Akku darf nicht an einem explosionsgefährdeten Ort aufgeladen werden.
・ Die Akkus dürfen nicht an einem explosionsgefährdeten Ort aufgeladen werden.
・ Das Gerät darf nur mit einer angeschlossenen AAA-Batterie, Typ LR03 von TOSHIBA oder
MN2400/PC2400 von Duracell verwendet werden.

- 95 -

GX-3R

GX-3R Pro

Sensorabdeckung

Sensorkappe

NCR-6309

Ort der Schrauben für die Durchführung des Austauschs
Spezifikation für das Festziehen: Mindestens 10 N･cm
Maximale Sensoroberflächentemperatur 82,6 °C

Instrumente-Nr.
INST. Nr. 00 0 000 0000 00
A B C
D
E
A:
B:
C:
D:
E:

Herstellungsjahr (0 bis 9)
Herstellungsmonat (1 bis 9 für Jan.-Sept.; XYZ für Okt., Nov., Dez.)
Herstellungslos
Seriennummer
Fabrikcodes- 96 -