取説 No.3003 R3

ジルコニア式Ｏ２分析計
ＤＧＯ－１０１

取扱説明書!

本製品を取り扱う場合は、この取扱説明書を必ずお読み下さい。

エナジーサポート株式会社

１．安全にお使いいただくために安全にご使用いただくために、計器には警告ラベルによる注意喚起と、取扱説明書には以下の方法
で注意メッセージが記載されています。メッセージ内容をご理解の上、安全にお使い下さい。

１－１ 注意メッセージ!

電源端子台には、ＡＣ100V 又はＡＣ115Ｖが印加されています。
配線チェック時は、感電の恐れがありますので外部の元電源を切って下さい。

１－２ 警告ラベル! CAUTION!

注!

WARNING意＊Even if the power switch at the bottom right of this equipment
is turned off,the source power is supplied to the terminal block.
・Be sure to turn the external power supply off when working.
＊本蓋右下の電源スイッチを切っても端子部には電源電圧がかかっています。
・点検時は必ず、外部の元電源を切って下さい。
supply off when working.

! SHOCK＊ Touching power supply terminal block,switches and otherelectric devices may result in electric shock.
・Be sure to turn the power off when inspecting,Handling with wet
hands will cause danger.

!

警 告＊電源端子台、スイッチ類等の電気部品は感電の恐れがあります。

!

感電注意

・点検時は必ず電源を遮断して行って下さい。
また、濡れた手での作業は危険です。

ELECTRIC●シグナル用語の意味は次のとおりです。
警告(ＷＡＲＮＩＮＧ)潜在的に危険な状況で回避しない場合には、死亡もしくは重傷を負うことになりうることを意味します。
注意(ＣＡＵＴＩＯＮ)潜在的に危険な状況で回避しない場合には、軽いもしくは中程度の損傷を負うことになりうることを意味します。
また、安全でない行動に対する警告にも使用します。

- 1 -２．全般事項
２－１ はじめにこの取扱説明書は、ジルコニア式Ｏ2 分析計用「ＤＧＯ－101 型受信器」の設置方法・運転方法・点検方法を説明したものであります。設置前に本取扱説明書をご覧になり内容を充分理解して頂いた上でご使用して頂くようお願い致します。
尚、本取扱説明書では、一部仕様の異なる複数の内容が記載されています。
従って、ご使用にならない部分についての説明も出てきますので、そのことをご承知のうえご参
照願います。

２－２ 製品保証(1) 期 間：完成図書の記載による。
完成図書のない場合は納入後１年とする。
(2) 条 件：貴社への納入後、試運転調整までの期間適正な保管、据付が行われるものとして、上記保証期間中に適正な使用方法を行っていただいたにもかかわらず、当社の責に帰すべき設計、製作または材質の不備に起因する故障または異常を生じた場合には、納入品を無償で取替、または改修を行うものとする。なお、適正な使用方法として、① 仕様書および取扱説明書に記載された使用条件、設置条件を満足する事。
② プローブ発信器に過大な機械的衝撃、振動を与えない事。
③ 定期的な分析計の校正および消耗品の交換が行われる事。
④ 分析装置稼働状況の確認および保守が行われる事。
（注）消耗品および消耗品的部品は保証外とする。
(3) 範 囲：保証範囲は当社納入品に限るものとする。

- 2 -２－３ 目次

１．安全にお使いいただくために ························································ １
１－１ 注意メッセージ ······························································ １
１－２ 警告ラベル ·································································· １

２．全般事項 ·········································································· ２
２－１ はじめに ···································································· ２２－２ 製品保証 ···································································· ２
２－３ 目

次 ···································································· ３

２－４ 使用上の注意 ································································ ５２－５ 製品の概要 ·································································· ５
２－６ 各部の名称と機能 ···························································· ６２－７ 製品の一時保管 ······························································ 11

３．設

置 ·········································································· 12

３－１ 設置条件 ···································································· 12
３－２ 設置方法 ···································································· 12
３－３ 配線方法 ···································································· 12
３－４ 設置後の点検 ································································ 15

４．受信器機能一覧表 ·································································· 16

５．運転操作 ·········································································· 17
５－１ 起動操作 ···································································· 17
５－２ 停止操作 ···································································· 17
５－３ キー操作方法 ································································ 18
５－４ ユーザーキー入力値 ·························································· 36
５－５ システムキー入力値 ·························································· 37
５－６ ガス校正の方法 ······························································ 40
５－７ パージの方法 ································································ 44
５－８ オートチューニングの操作方法 ················································ 46

- 3 -

６．保

守 ·········································································· 47

６－１ 日常・定期点検 ······························································ 47
６－２ トラブルシューティング ······················································ 48
６－３ 設定ミスの表示 ······························································ 50
６－４ エラー表示 ·································································· 51

参考資料
ＤＧＯ－１０１型Ｏ2 分析計受信器（図面）ＤＧＯ－１０１型Ｏ2 分析計受信器（品番体系表）
計測器製品修理依頼票- 4 -２－４ 使用上の注意!

ジルコニアＯ2 分析計用「ＤＧＯ－１０１型受信器」は、以下のような環境条件でご使用下さい。
・できるだけ直射日光の当たらない場所
・周囲温度が－10～50℃で、温度変化の少ない場所（±10℃以下／１日）
・湿気、粉塵の少ない場所
・機械的振動の少ない場所
・電磁界の影響の少ない場所
・腐食性ガスのない場所
・排ガス、サンプルガス中に腐食性がないこと。
・排ガス、サンプルガス中に可燃ガスが存在すると酸素濃度測定値に誤差が生じますので注意して下さい。

２－５ 製品の概要
ジルコニア式Ｏ2 分析計用「ＤＧＯ－１０１型受信器」は、ボイラ・加熱炉等の排ガス中の酸素を測定することにより、炉内の雰囲気を監視、制御用に使用することを目的としたガス分析計です。
次のような優れた機能・性能があります。
・自動校正および自動パージ機能設定が可能です。
・入出力接点内容の設定が可能です。
・機能および異常内容をＬＣＤ・ＬＥＤ表示します。
・センサ信号の値を表示することが可能です。
・対話式とし、操作性が良い。
・小型・軽量でメンテナンスが容易。

- 5 -２－６ 各部の名称と機能(1) 外観図
パネル取付（壁面取付可能）

300

270

スタンド取付

21200

ｽﾀﾝﾄﾞ(50A)

135

250
パネルカット寸法

操作面

表示器１

273 -0

+1

表示器２
操作キー
電源ﾋｭｰｽﾞ
電源ｽｲｯﾁ端子台+1215 -0- 6 -(2) 操作パネル外観と名称およびその機能

状態表示 LED

７セグメント LED（表示器１）MEAS
MAINTE
ALARM
FAIL

16×２文字 LCD（表示器２）

ＭＯＤＥキー

ＣＬＲキー

▲

▲

MODE

CLR
ＥＮＴキー

SEL

▼

▲

ＳＥＬキー

アップ、ダウンキー

ENT

シフトキー

(注意) ＬＣＤ（液晶表示器）は、周囲温度が高い場合、表示全体が濃く、あるいは周囲温度が低い場合、表示全体が薄くなり見にくくなることがあります。このような場合、輝度調
節ボリュウームにより輝度を調節し御使用願います。輝度調節ボリュウームは、右回転にて濃く左回転にて薄くなります。

- 7 -

名

称

機

能

昇温時：暖機時間カウントダウン表示
７セグメントＬＥＤ（表示器１）

測定時：酸素濃度表示
表示内容選択可能（Ｐ19 参照）
異常時：エラーコード表示（Ｐ51 参照）

16×２文字ＬＣＤ

上段表示：ＭＯＤＥ表示（Ｐ18 参照）（表示器２）

下段表示：メッセージ表示（Ｐ19～35 参照）
ＭＥＡＳ：正常測定状態時点灯
ＭＡＩＮＴＥ：昇温中、校正中、パージ中、ホールド中、ＭＦＴ入力中、状態表示ＬＥＤ

データ設定中ＡＬＡＲＭ：酸素濃度上下限警報発生中に点灯
ＦＡＩＬ：Ｅ－０１～Ｅ－１７異常発生中に点灯

ＭＯＤＥキー

ＭＯＤＥ選択：ＬＣＤ上段ＭＯＤＥ表示選択／通常表示（ＲＡＮＧＥ）

ＳＥＬキー

ＳＥＬ選択：ＬＣＤ下段表示選択
ＭＯＤＥ切換：ＭＯＤＥ選択時（ＲＡＮＧＥ以外）、ＭＯＤＥ切換可能

アップダウンキ－
ＬＣＤ下段：数値データ時は増減、数値以外は選択切換可能
シフトキー

データ変更：ＬＣＤ下段表示の数値データの桁移動
異常解除：異常表示を解除しＥＮＴキーで測定状態に復帰

ＣＬＲキー

校正中止：校正を中止しＥＮＴキーで測定状態に復帰
パージ中止：パージを中止しＥＮＴキーで測定状態に復帰

ＥＮＴキー

データ更新：測定データの登録- 8 -キー操作フローチャート
キー操作の概念図を示す。詳細な操作、設定内容は「５－３キー操作方法」を参照。

ＣＬＲ

ＥＮＴ
キー

通常表示

キー

異常解除、校正中止、パージ中止

ＭＯＤＥ

ＭＯＤＥ
キー

キー

次のＭＯＤＥへ前のＭＯＤＥへ

ＭＯＤＥ選択▲ＬＣＤ上段表示▼

アップキー

ＬＣＤ下段ブランク

ダウンキー

ＳＥＬ キー
最後になったらＭＯＤＥへ
ＳＥＬ

ＳＥＬ選択
ＬＣＤ上段表示

次のＳＥＬへＬＣＤ下段表示

▲

▲

データ
更新へ

データ
データ
更新
は変えない
ＥＮＴ
ＳＥＬ

シフトキー

シフトキー

Ｏ

キー

キー

注）単独のガス
校正に限り
ＥＮＴを２
回押す

▲

▼

▲

ＬＣＤ上段表示▲

データ変更
ＬＣＤ下段一部点滅
数字のときは増減
数字以外はデータ選択- 9 -

数字のときのみ桁移動

1(3) ＣＰＵ基板の外観と名称およびその機能（

通常：全て OFF
ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀ変更時：1 のみ ON）

ディップスイッチ

ＣＮ３
ＣＮ２

ＣＮ２

１２３４

OFF

Ｓ２

ＣＮ３

ＣＮ５

ＣＮ４
ＣＮ１

5A

ＣＮ１

ＣＮ４
0.5A

ＯＮ

Ｓ１

名
端

称
子

機

ヒューズ
電源スイッチ端子台

能台 外部接続端子台（Ｐ13 参照）

電 源 ス イ ッ チ

受信電源スイッチ
本電源スイッチを OFF にしても電源端子台部には電圧が印加されています。

電 源 ヒ ュ ー ズ ガラス管ヒューズ（φ5.2×20mm×0.5Ａ）JIS-MF-51NR0.5A
ヒ ー タ ヒ ュ ー ズ ガラス管ヒューズ（φ5.2×20mm×5Ａ）JIS-MF-51NR5A
ディップスイッチ

受信器機能チェック用にのみ使用します。
スイッチＯＮ状態にしないこと（受信器の通常機能がなくなります。）

ＣＮ

１ 電源接続コネクタ

ＣＮ

２ トランスＡＳＳＹ接続コネクタ

Ｃ

Ｎ

３ ＬＥＤ基板接続コネクタ

ＣＮ

４ ＫＥＹ基板接続コネクタ

Ｃ

Ｎ

５

- 10 -

２－７ 製品の一次保管!

製品を一時保管する場合、以下のことに留意して下さい。
・箱の中に製品をスチロール等で保護して保管することが望ましい。
・直射日光の当たらない場所に保管する。
・周囲温度が－10～50℃で温度変化の少ない場所に保管する。
・湿気・粉塵の少ない場所に保管する。
・雨水などが当たらない場所に保管する。
・機械的振動の少ない場所に保管する。
・腐食性ガス、危険ガスのない場所に保管する。

- 11 -

３．設

置

３－１ 設置条件!

本機器を安全に正しくご使用いただくために本分析計は精密機器であるため、設置場所の決定に際して、下記に示す内容を考慮し、できる限りよい条件の場所に設置願います。
・振動の少ない所。（0.1Ｇ以下）
・腐食性ガス（ＳＯ2、Ｈ2Ｓ、etc.）のない所。
・高い輻射熱を直接受けない所。
・電磁界の影響の少ない所。
・湿度や粉塵の少ない所。
・電圧変動の少ないこと。
・電源周波数変動の少ないこと。
・周囲温度が-10～50℃の場所（直接日光が当たらない場所）。

３－２ 設置方法!

設置時の注意事項① 本分析計は精密機器であります。取付に際しては、過大な衝撃、荷重を加えないよう配慮して下さい。
②

破損し易いため、取付時にぶつけないよう注意して下さい。

３－３ 配線方法
配線は端子台で実施します。ケース底部の配線口より実施して下さい。
尚、配線の防塵、防滴処置は、設置工事にて実施願います。

- 12 -

(1) 端子台
端子ねじは全てＭ４になっています。

!

端子台の配線チェック時は感電の恐れがありますので、外部の元電源を切って下さい。

端子台配列
IN1

IN2
COM

①

IN3
IN4

CELL TCTH
OUTHEAT POW POW
RY1 RY2 RY3 RY4 RY5＋＋＋＋-ER -ER -ER
CELL TC
TH
OUT
HEAT
IN5
RY1 RY2 RY3 RY4 RY5
Ｅ
－
－
－
－
-ER

ＰＯＷＥＲ

!

:電源端子、供給電源ＡＣ100Ｖ又はＡＣ115Ｖ

電源端子台にＡＣ110Ｖ（ＡＣ100Ｖ仕様）又は、ＡＣ127Ｖ（ＡＣ115 仕様）を超える電圧を印加しますと故障および発火の恐れがあります。

②

COM-IN1～5:接点入力端子、無電圧接点 max５点（約ＤＣ12Ｖ、６mA が印加されます）③

CELL＋／CELL－:検出セル入力電圧（発信器からの信号入力）④ TC＋／TC－:熱電対入力電圧（発信器からの信号入力）⑤ TH＋／TH－:サーミスタ接続（温度補償用）⑥ OUT＋／OUT－:出力信号ＤＣ４～20mA(負荷 max600Ω)⑦:接点出力端子、無電圧接点 max４点

RY1～RY4（接点容量ＡＣ250Ｖ、１Ａ、ＤＣ30Ｖ、１Ａ抵抗負荷）⑧

ＲＹ５:電源断警報及び計器異常（電源ＯＦＦ及び異常時：ＯＮ）⑨

ＨＥＡＴＥＲ:発信器ヒータ端子⑩

Ｅ:接地端子（第３種接地工事に準じて行って下さい）- 13 -

(2) 配線

外部電源スイッチ

発信器
CELL

電源
AC100V 又は AC115V

TC HEATER

ケーブルは発信器の工事要領書参照願います。

出力信号
ＤＣ４～20mA

サーミスタ（標準取付）
CELL CELL TC＋ TC HEAT HEAT TH TH
＋
－
- +
- + -

POWER

OUT OUT＋ －ＤＧＯ-101 型受信器

※1 出力リレー※2 入力信号COM IN1 IN2 IN3 IN4 IN5
]]

RY1

RY2

RY3

RY4

RY5

AC100V

配線例
実際の配線は

DC24V

納入図内配線図または回路REM HOLD REM REM
MFT
RANGE
CAL PURGE IN

図によりま

SV

L1

ｴｱ電磁弁 AL

L2

L3

L4

RANGE MAINTE ANNす。
入力信号
約ＤＣ 12 Ｖ、６ mA が印加されます。

出力信号
接点容量（抵抗負荷）
max ＡＣ 250 Ｖ,１Ａ
max ＤＣ 30 Ｖ,１Ａ

※1 出力リレーの機能は仕様に合わせエナジーサポートにて入力します。（Ｐ 38 参照）※2 入力信号による機能は仕様に合わせエナジーサポートにて入力します。（Ｐ 39 参照）- 14 -

３－４ 設置後の点検!

ジルコニア式Ｏ2 分析計発信器から、ＤＧＯ－101 型受信器の端子部までは正しく結線されていることが、正常な動作の前提です。配線誤り状態で電源を投入したとき、センサ破損
等重大故障が発生します。

配線誤りによる故障を未然に防止するため、初めて電源を投入し試運転調整する時、測定ガスが大気である状態において、次の手順で配線のチェックを実施して下さい。
受信器の電源がＯＦＦであることを確認した後、以下をチェックして下さい。
(1) ヒータ配線チェック（HEATER＋）、（ HEATER－）
受信器の端子台で（HEATER＋）と（ HEATER－）のリード線を外し、線間の抵抗値を測定する。
(2) 熱電対配線チェック（ＴＣ＋）、（ＴＣ－）
受信器端子台の（ＴＣ＋）、（ＴＣ－）のリード線を外し、線間の抵抗値を測定する。
基準値は使用の発信器取扱説明書を参照下さい｡!

取り外したリード線は短絡あるいは接地しない様取扱に十分注意して下さい(3) セル配線チェック（ＣＥＬＬ＋、ＣＥＬＬ－）
受信器端子台の（ＣＥＬＬ＋、ＣＥＬＬ－）のリード線を外し、線間の抵抗値を測定する。
温度が常温の場合：∞Ω（注）熱電対（ＴＣ＋）（ＴＣ－）、セル（ＣＥＬＬ＋）（ＣＥＬＬ－）は極性があります。
熱電対は昇温中及び昇温後に起電力が正常であることを確認して下さい。（＋ －反対であればＥ－０６異常となります。又、セルはゼロガスを流し、起電力及び指示値が出れば正常です｡（＋ －反対であればＥ－１２異常となります｡）(4) 配線チェックが終了した後、発信器、受信器のケーブルにマークバンドを付けておきますと、
保守点検時またはセンサ交換時の配線チェックが容易になります。

- 15 -

４．受信器機能一覧表
項

目

内

容

設定時間ごとに自動的に電磁弁を開閉し、エア、ゼロ、スパン校正を実施します。
注 1)タイマーにより設定周期ごとに自動校正をスタートさせる方法と自動校正機能キー操作により任意に自動校正をスタートさせる方法があります。
注 2)エアによる１点校正からエア、ゼロ、スパンの３点まで校正種類を選択出来ます。

一次遅れ演算機能

Ｏ2 上下限警報機能

０～60 秒までの一次遅れ演算が可能です。（63％応答 尚、90％応答換
算は 2.3 倍となります。）
Ｏ2 上下限値を設定することにより、警報接点を出力します。
注）警報接点は自己復帰となります。
センサ異常時、保守中時に出力値をホールドすることが出来ます。Ｐ
ＨＭ１、ＰＨＭ２は 0～100％ＦＳの範囲で任意の設定値でホールドすることができます。
設定別ホールド動作
状態

出力ホールド機能

PHM2

5秒前の値に
ホールド

異常発生中
校正中
パージ中
ホールド入力中MFT入力中自己診断機能HOLD SET 設定
OFF
PHM1

STD

5秒前の値に ホールドしない
ホールド
5秒前の値に
ホールド

PHM1
設定値に
ホールド

PHM2
設定値に
ホールド

自己診断によりセンサ、受信器の異常箇所を自動的に検出し、エラー
表示と警報接点を出力します。

モニター機能Ｏ２値やセル起電力、熱電対起電力等のデータをモニター出来ます。

出力値確認、調整機能

４－20mA 出力値の確認、調整をキー操作により実施できます。
測定レンジのＳＰＡＮ点、ＺＥＲＯ点を任意な値に設定することが出来ます。

プログラマブルレンジ機能

注１）レンジはＨｉ／Ｌｏの２種類設定出来ます。
注２）レンジ幅は 10％ Ｏ2 以上で、最大 25％Ｏ2
最小５％Ｏ2 です。

リモートレンジ切換機能
リモート校正スタート機能

端子の無電圧接点入力をＯＮ／ＯＦＦすることで、外部からの２種類のレンジ切換が出来ます。
端子の無電圧接点入力をＯＮすることで自動校正スタートが出来ます。
メインフューエルトリップ（ＭＦＴ）信号により検出部ヒータ制御

ＭＦＴ信号入力処理機能

ＯＦＦ（異常は出力しない）パージリレーＯＮとなり、ＭＦＴ解除後は、昇温からスタートします- 16 -

５．運転操作
５－１ 起動操作
起動時の基本的な操作について以下に示します。

起動操作

電 源 を

①

電源ＯＮ

ＯＮにする

外部電源スイッチおよび受信器内電源スイッチをＯＮにする

ＬＣＤ表示と、受信器はセンサの暖機のためカウントダウンを開始し（ＬＷＡＲＭ－ＵＰ

ＣＤは WARM-UP と表示）、設定温度到達後測定状態となる。

（暖機中）

RANGE(H)O2vol%（測定開始）

出力レンジの確認②

ＭＯＤＥキーでレンジ（Ｈ／Ｌ）確認
受信器のキー操作で出力信号レンジの確認をする。レンジ変更

ＬＣＤ表示

はＰ20 参照。

DISPLAY SELECT
ＭＯＤＥキーRANGE(H)O2vo1%

ＭＯＤＥキー

５－２ 停止操作

停止操作

受信器電源をＯＦＦにする場合は、発信器内、センサ部がエア!

雰囲気であることを確認すること。センサ劣化の要因になりま
す。

電 源 を
ＯＦＦにする

受信器の電源スイッチをＯＦＦする。
分析計および受信器の端子部点検、あるいは配線取外し等の保する!

守を行う場合は、外部の電源（元電源）スイッチをＯＦＦにすること。

- 17 -

５－３ キー操作方法
ＣＬＤ表示（上段）キー操作による機能は以下の 9 種類があります。
ＣＬＤ表示（上段）

電源投入

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

DISPLAY SELECT : ディスプレイ表示選択
RANGE CHANGE: レンジ切替CAL,OPERATION : 校正操作
CAL,DATA SET: 校正データ設定
CAL,DATA MONITOR : 校正データ確認
OUT SET: 出力信号設定
ALARM SET: Ｏ2 濃度警報設定
WET/DRY SET: WET/DRY１、２選択
PURGE OPERATION : パージ操作（注）システムキー操作
内容はあらかじめ
ご仕様内容に基づき工場にて設定します。

ＷＡＲＭ－ＵＰ「MODE」キー
RANGE(H)Ｏ2vol%DISPLAY SELECT
ダウンキー「▼」「▲」アップキー

RANGE CHANGE
「▼」

「▲」

CAL,OPERATION
「▼」

「▲」

CAL,DATA SET
「▼」

「▲」

CAL,DATA MONITOR
「▼」
OUT
「▼」

「▲」
SET
「▲」

ALARM SET「▼」「▲」WET/DRY SET
「▼」

「▲」

PURGE OPERATION（Ｐ19 参照）
ディスプレイ表示の選択が可能です。
（Ｐ20 参照）
レンジ切替と一次遅れ演算時間の設定が可能です。
（Ｐ21､22 参照）
校正操作の設定が可能です。
（Ｐ23､24､25 参照）
校正ガス濃度設定および自動校正のデータ設定が可能です。
（Ｐ26 参照）
校正後の校正データ確認が可能です。
（Ｐ27､28 参照）
出力信号調整およびホールド機能選択が可能です。
（Ｐ29､30 参照）
酸素濃度上下限設定が可能です。
（Ｐ31、32 参照）
WET/DRY 演算の設定が可能です。
（Ｐ33､34､35 参照）
パージ操作の設定が可能です。

- 18 -

①

ＬＥＤ表示例DISPLAY SELECT（ディスプレイ表示選択）
ＬＣＤ表示「MODE」キーDISPLAY SELECT「ＳＥＬ」キー「 」シフトキーDISPLAY SELECT
Ｏ2％「ＳＥＬ」キーDISPLAY SELECT
EMF
mV

下段データ点滅「ＥＮＴ」キーＬＣＤ表示
RANGE( )O2vol％「ＳＥＬ」キーDISPLAY SELECTTEMP℃「ＳＥＬ」キーDISPLAY SELECT
OUT
mA「ＳＥＬ」キーDISPLAY SELECTTC EMF
mV

ＬＣＤ下段データをＬＥＤ
ディスプレイに表示
ＬＣＤ表示RANGE () EMF(mV)RANGE () TEMP(℃)

RANGE () OUT(mA)

RANGE () TC(mV)

RANGE (

)CJ(℃)「ＳＥＬ」キーDISPLAY SELECTC.J.
℃「ＳＥＬ」キーDISPLAY SELECT
A/D(CL)「ＳＥＬ」キーDISPLAY SELECT
A/D(TC)「ＳＥＬ」キーDISPLAY SELECT
A/D(TH)「ＳＥＬ」キー- 19 -

②

RANGE CHANGE（レンジ切替）「MODE」キー

ＬＣＤ表示「MODE」キー

RANGE CHANGE「SEL」キーRANGE CHANGE
LOCAL ON または OFF

ON：現場レンジ切替
OFF：リモートレンジ切替「 」シフトキー
下段データ点滅（ON 又は OFF 点滅）「▲」アップキー
下段データ切替（ON 又は OFF 選択）「ENT」キーH または L
（選択ﾚﾝｼﾞ）

RANGE CHANGE
LOCAL
OFF

RANGE()Ｏ2vol１％)

RANGE CHANGE
LOCAL
ON「ENT」キー「SEL」キーRANGE CHANGE
HIGH
～ ％

「

」シフトキーRANGE CHANGE
LOW～ ％下段データ点滅（レンジ値点滅）HIGH 側：高レンジ
LOW 側：低レンジ（レンジ幅が大きい方を高レンジとします）

RANGE CHANGE
Delay Timesec

Delay Time：一次遅れ演算時間（０～60sec：63％応答）「 」シフトキー
下段データ点滅：上位の桁：下位の桁｢▲｣アップキー｢▼｣ダウンキー
下段データ設定「ENT」キーRANGE CHANGE
Delay Time
sec
「SEL」キー- 20 -（注）90％応答換算は 2.3 倍となります。

(注)FUNCTION SET；CAL MODE OFF の場合は
当内容は表示しない｡③ CAL.OPERATION（校正操作）
LCD 表示「MODE」キー」CAL.OPERATION」「MODE」」 「SEL」キー」

CAL.OPERATION」
AIR IN％」「SEL」キー「 」シフトキー

RANGE( )O2vol％「MODE」」
AIR 校正設定時のみ」」」
下段データ点滅」 「ENT」キー
CAL.OPERATION」
AIR CAL％」
下段データ点滅CAL.OPERATION 」
AIR IN％」「SEL」キーCAL.OPERATION」
ZERO IN％」「SEL」キー「 」シフトキー

手動エア校正開始
指示値安定後「ENT」キー(「SEL」で校正中止)

ZERO 校正設定時のみ」」 下段データ点滅」 「ENT」キー
CAL.OPERATION」
ZERO CAL％」
下段データ点滅CAL.OPERATION 」
ZERO IN％」「SEL」キー手動ゼロ校正開始
指示値安定後「ENT」キー(「SEL」で校正中止)

CAL.OPERATION」
SPAN 校正設定時のみ
SPAN IN％」」「 」シフトキー
下段データ点滅」
手動スパン校正開始
CAL.OPERATION
指示値安定後「ENT」キー
SPAN CAL％(「SEL」で校正中止)」
下段データ点滅」- 21 -

CAL.OPERATIONSPAN IN％」「SEL」キーAUTO
SEMI AUTO 設定時のみ」

CAL.OPERATION」
CAL STARTmin」「 」シフトキー

手動校正スタート(「SEL」で校正中止）

下段データ点滅」 「ENT」キー
CAL.OPERATIONCAL AIRms」
タイムアップ後CAL.OPERATIONCAL ZEROms」
タイムアップ後CAL.OPERATIONCAL SPANms」
タイムアップ後CAL.OPERATION 」
CAL RECms」
タイムアップ後」- 22 -

校正点設定内容による
ex.AIR 点のみの場合はZERO、SPAN はなし（「CLR」「ENT」で校正中止）

④ CAL.DATA SET（校正データ設定）
LCD 表示（注）FUNCTION SET；CAL MODE OFF の「MODE」キー」CAL.DATA SET

場合は当内容は表示しない｡
CAL,TYPE
校正点設定内容による」」 「SEL」キー
CAL.DATA SET
AIR％」「SEL」キーex A/Z/S：AIR､ZERO､SPAN 点校正値入力「 」シフトキー」 下段データ点滅

」
：上位の桁
：下位の桁

」 「▲」アップ「▼」ダウンキー
AIR 点校正値入力」 「ENT」キー
CAL.DATA SET
AIR％
AIR 点校正値設定」「SEL」キーCAL.DATA SET
ZERO
％
」
「

」シフトキー：上位の桁「SEL」キー：下位の桁
下段データ点滅」」 「▲」アップ「▼」ダウンキー
ZERO 点校正値入力」 「ENT」キー
CAL.DATA SET」
ZERO％
ZERO 点校正値設定」「SEL」キー」：上位の桁

CAL.DATA SET」
SPAN％」
「SEL」キー
」

「

：下位の桁

」シフトキー

下段データ点滅」 「▲」アップ「▼」ダウンキー
SPAN 点校正値入力」 「ENT」キー」- 23 -

CAL.DETA SETSPAN 点校正値設定
SPAN
％
」
」
「SEL」キー｢AUTO｣｢SEMI AUTO｣自動校正、遠隔校正時のみ
CAL.DETA SET」
AIR TIME
min
１～99min」「SEL」キー」「 」シフトキー：上位の桁

下段データ点滅：下位の桁」「▲」アップ「▼」ダウンキー
AIR 点校正時間入力」 「ENT」キー
CAL.DETA SET」
AIR TIMEmin

AIR 点校正時間設定「SEL」キーCAL.DETA SET」
Z､S TIME
min「SEL」キー」」
１～99min」「 」シフトキー

下段データ点滅

：上位の桁
：下位の桁

」「▲」アップ「▼」ダウンキー
ZERO､SPAN 点校正時間入力」 「ENT」キー
ZERO 点SPAN 点校正時間設定

CAL.DETA SET」
Z､S TIME
min「SEL」キーCAL.DETA SETREC TIME
min

０～99min」「 」シフトキー「SEL」キー
下段データ点滅」」「▲」アップ「▼」ダウンキー

：上位の桁
：下位の桁

REC（リカバリー）時間入力」 「ENT」キー
CAL.DETA SETREC TIME
min（校正終了後の遅延時間）
リカバリー時間設定「SEL」キー- 24 -

｢AUTO｣自動校正時のみ
CAL.DETA SET
CYCLE
D H

1Ｈ～99Ｄ23Ｈ（１時間～99 日 23 時間）「 」シフトキー「SEL」キー

：上位の桁
：下位の桁

下段データ点滅」」」「▲」アップ「▼」ダウンキー
CYCLE(校正周期)時間入力」 「ENT」キー
CAL.DETA SET
CYCLE
D H

校正周期設定「SEL」キー 」
電源投入から自動校正開始までの時間
1Ｈ～99Ｄ23Ｈ

CAL.DETA SET
DELAY
D H
「SEL」キー「 」シフトキー
」

：上位の桁
：下位の桁

下段データ点滅」「▲」アップ「▼」ダウンキー
DELAY(電源投入からの遅延)時間入力「ENT」キー」

電源投入から自動校正開始までの遅延時間設定

CAL.DETA SET
DELAY
D H
「SEL」キーCAL.DETA SET
NEXT
h m

次の自動校正までの時間表示」「SEL」キー- 25 -

⑤

CAL DATA MONITOR（校正データ表示）
LCD 表示「MODE」キー」CAL.DATA MONITOR」」「SEL」キー
CAL.DATA MONITOR
A. EMFmV

AIR 点 起電力

「SEL」キーCAL.DATA MONITOR
Z. EMFmV」ZERO 点 起電力」「SEL」キーCAL.DATA MONITOR
S. EMFmV

SPAN 点 起電力」「SEL」キー
前回校正値に対する
AIR 点ドリフト値

CAL.DATA MONITOR
A.DRIFT％「SEL」キーCAL.DATA MONITOR
Z.DRIFT％ZERO 点ドリフト値「SEL」キーCAL.DATA MONITOR
S.DRIFT％」SPAN 点ドリフト値「SEL」キー」- 26 -

⑥

OUT SET（出力信号設定）
LCD 表示「MODE」キー
」

OUT

SET

」
」「SEL」キー
OUT SET 」
ADJUST

出力調整
０％：４ mA 調整
50％：12mA 確認「 」シフトキー

100％：20mA 調整

下段データ点滅～」 「▲」アップ「▼」ダウンキー
電流計の値を調整、確認

OUT＋
OUT－

～

端子台

Ａ

」「ENT」キー

電流計(mA)接続

OUT SET
ADJUST
出力信号調整完了「SEL」キー」

設定別ホールド動作

OUT SET
HOLD SEL
STD

状態

STD

下段データ点滅

校正中
パージ中
ホールド入力中MFT入力中5秒前の値に ホールドしない
ホールド
5秒前の値にホールド「▲」アップキー」
ホールド機能選択」「ENT」キー
OUT SET 」
HOLD SEL
STD

ホールド機能選択
」

OUT
PHM1

ﾌﾟﾘｾｯﾄﾊｰﾄﾞﾏﾆｭｱﾙ１入力
０～100％

SET％「 」シフトキー
下段データ点滅」「▲」アップ「▼」ダウンキー
ﾌﾟﾘｾｯﾄﾊｰﾄﾞﾏﾆｭｱﾙ１の値入力「ENT」キー」」- 27 -

PHM2

5秒前の値にホールド

異常発生中「 」シフトキー

HOLD SET 設定
OFF
PHM1
PHM1
設定値に
ホールド

PHM2
設定値に
ホールド

OUT
PHM1

OUT
PHM2

SET
％

ﾌﾟﾘｾｯﾄﾊｰﾄﾞﾏﾆｭｱﾙ１設定「SEL」キー」ﾌﾟﾘｾｯﾄﾊｰﾄﾞﾏﾆｭｱﾙ２入力
０～100％

SET％「 」シフトキー
下段データ点滅」」「▲」アップ「▼」ダウンキー
ﾌﾟﾘｾｯﾄﾊｰﾄﾞﾏﾆｭｱﾙ２の値入力」 「ENT」キー
OUT
PHM2

SET

ﾌﾟﾘｾｯﾄﾊｰﾄﾞﾏﾆｭｱﾙ２設定％」「SEL」キー
OUT
LIMIT

SET

出力オーバーレンジ入力
０～５％
ex16mA×５％＝0.8mA
3.2mA～20.8mA 出力「 」シフトキー％

下段データ点滅」」「▲」アップ「▼」ダウンキー
出力オーバーレンジ入力「ENT」キー
」
OUT
LIMIT

SET 」
％

出力オーバーレンジ入力「SEL」キー」- 28 -

⑦

ALARM SET（警報設定）
LCD 表示「MODE」キー
ALARM SET
「SEL」キーOUT

SET(HIGH & LOW)

MODE

警報選択

「SEL」キー「 」シフトキー
下段データ点滅「▲」アップキー

OFF ：警報なし
HIGH：上限警報
LOW ：下限警報
HIGH & LOW：上下限警報

警報選択「ENT」キーOUT

SET(HIGH & LOW)

MODE

「SEL」キー
OUT
HIGH

上限警報値
０～25％

SET
％

「SEL」キー「 」シフトキー
下段データ点滅「▲」アップ「▼」ダウンキー
上限警報値入力「ENT」キー
OUT
HIGH

SET

上限警報値設定％「SEL」キー

OUT
LOW

下限警報値設定
０～25％

SET
％

「 」シフトキー
下段データ点滅「▲」アップ「▼」ダウンキー
下限警報値入力「ENT」キー- 29 -

OUT
LOW

SET

下限警報値設定％「SEL」キー- 30 -

⑧ WET／DRY SET（WET／DRY 設定）
LCD 表示「MODE」キー
WET／DRY SET「SEL」キーWET／DRY SET
MODEWET「 」シフトキー「SEL」キー
下段データ点滅WET／DRY 選択
WET：WET 出力
DRY1：DRY1 演算出力
（気体燃料）
DRY2：DRY2 演算出力
（個体、液体燃料）「▲」アップキー
WET／DRY1／DRY2 選択「ENT」キーWET／DRY SET
MODE
DRY1
※１

WET／DRY SET
MODE
DRY2

「SEL」キーWET／DRY SET
CO2
％

※２

「SEL」キーWET／DRY SETＣ％「SEL」キーWET／DRY SET
CO％「SEL」キーWET／DRY SET
Ｈ％「SEL」キーWET／DRY SET
H2％

WET／DRY SETＳ％「SEL」キーWET／DRY SET
CH4％WET／DRY SET
Ｎ％「SEL」キーWET／DRY SET
C2H6％

WET／DRY SET
H2O％「SEL」キーWET／DRY SET
C3H8％「SEL」キーWET／DRY SETＯ％「SEL」キーWET／DRY SET
C4H10％「SEL」キー- 31 -「SEL」キーWET／DRY SET
C5H12％「SEL」キーWET／DRY SET
N2％「SEL」キーWET／DRY SETO2％「SEL」キーWET／DRY SET
H2O％「SEL」キー※１：気体燃料成分を入力します。
※２：固体、液体燃料成分を入力します。
「 」シフトキーでデータ点滅「▲」アップ「▼」ダウンキーでデータ入力「ENT」キーでデータ設定- 32 -

⑨

PURGE OPERATION（パージ操作）（注）パージを使用しない場合は表示しません。

「MODE」キー
PURGE OPERATION」「SEL」キー
パージＯＮ時間
１～99sec

PURGE OPERATIONON TIMEsec「 」シフトキー「SEL」キー
下段データ点滅「▲」アップ「▼」ダウンキー
パージＯＮ時間入力「ENT」キー
PURGE OPERATIONON TIME
10sec

パージＯＮ時間設定「SEL」キーパージＯＦＦ時間
１～99sec

PURGE OPERATION
OFF TIME
sec「 」シフトキー「SEL」キー
下段データ点滅「▲」アップ「▼」ダウンキー
パージＯＦＦ時間入力「ENT」キー
PURGE OPERATION
OFF TIME
10sec

パージ OFF 時間設定

「SEL」キー
PURGE OPERATIONＮ

パージ ON／OFF 回数
0～99 回

３「 」シフトキー「SEL」キー
下段データ点滅「▲」アップ「▼」ダウンキー
パージ ON／OFF 回数入力
「ENT」キー
PURGE OPERATIONＮ
３

パージ ON／OFF 回数設定

「SEL」キー- 33 -PURGE OPERATIONREC TIME
min

リカバリー時間
０～99min３「 」シフトキー「SEL」キー
下段データ点滅「▲」アップ「▼」ダウンキー
リカバリー時間入力「ENT」キー
PURGE OPERATIONREC TIME
3min

リカバリー時間設定「SEL」キー
PURGE OPERATION
START
min

パージ所要時間「 」シフトキー
３「SEL」キー
下段データ点滅「ENT」キー（手動パージスタート）
PURGE OPERATION
PURGE
m
s

パージスタート

PURGE OPERATIONPURGE ON
m
s

パージＯＮ

PURGE OPERATIONPURGE OFFms

パージＯＦＦ

PURGE OPERATIONPURGE RECms

パージ終了後のリカバリー

RANGE( ) O2vol％

初期画面

PURGE OPERATION
CYCLE
D
H

パージ周期
１Ｈ～99Ｄ23Ｈ

パージ時間中に設定回

３「 」シフトキー「SEL」キー
下段データ点滅「▲」アップ「▼」ダウンキー
パージ周期入力「ENT」キー- 34 -

数を ON-OFF する。

PURGE OPERATION
CYCLE
01D H

パージ周期設定「SEL」キー
PURGE OPERATION
DELAY
D
H

電源投入から自動パージ開始までの時間
０Ｈ～99Ｄ23Ｈ「 」シフトキー
３「SEL」キー
下段データ点滅「▲」アップ「▼」ダウンキー
電源投入から自動パージ開始までの時間入力「ENT」キー
PURGE OPERATION
DELAY
D02H

電源投入から自動パージ開始までの時間
設定

３「SEL」キー
PURGE OPERATION
NEXT
d h m

次の自動パージまでの時間表示

３「SEL」キー- 35 -

５－４ ユーザーキー入力値（仕様に合わせエナジーサポートにて設定し納入されます）
№

ブロック名

設定項目

設定値

内

０2％

ＬＥＤディスプレイ表示

LOCAL

OFF

レンジ切替現場

HIGH(高レンジ)

高レンジ選択LOW(低レンジ)

低レンジ選択① DISPLAY SELECT② RANGE CHANGE

Delay Time

④ CAL.DATA SET⑥ OUT SET⑦⑧

ALARM SETWET/DRY SET⑨

一次遅れ演算時間

AIR(校正エア値)

エアーＯ2 濃度ZERO

(校正ゼロ値)

ゼロガス濃度SPAN(校正ｽﾊﾟﾝ値)

スパンガス濃度AIR TIME

５min

エア校正時間Z,S TIME

５min

ゼロ、スパン校正時間

RECTIME

３min

リカバリー時間

CYCLE

30D00H

校正周期

DELAY

00D07H

校正遅延

ADJUST０％

出力信号調整HOLD SET

OFF

出力信号ホールド

PHM1

０％

出力設定１

PHM2

０％

出力設定２

LIMIT

０％

出力オーバーレンジ

MODE

OFF

警報選択

HIGH

25％

Ｏ2 上限値

LOW

０％

Ｏ2 下限値MODE

WET

WET/DRY 選択

CO2～H2O

全て０％

ON TIME

10sec

パージＯＮ時間

OFF TIME

10sec

パージＯＦＦ時間

５

ＯＮ／ＯＦＦ回数

RECTIME

３min

リカバリー時間

START

全時間表示

パージ時間

CYCLE

01D00H

パージ周期

DELAY

00D02H

パージ遅延

N
PURGE
OPERATION

０sec

キー操作方法、項目№

表中(- 36 -

容DRY1/DRY2 データ設定)内は、指示書(図面等)により入力

５－５ システムキー入力値（仕様に合わせエナジーサポートにて設定し納入されます）[システムデータの確認及び変更を実施する場合は、ディップスイッチＳ２(Ｐ１０参照)の１のみをＯＮにして下さい｡]
ブロック名

設定項目

設定値

内

CONTROL

ON，OFF

ヒータ制御

ThermoCouple

Ｒ，Ｋ

熱電対選択

SV

℃

温度設定値

Ｐ

100％

比例帯

Ｉ

100sec

積分時間

Ｄ

1sec

微分時間

ＴＳ

0.5Sec

制御周期

容TEMP. CONTROLAUTO TUNE

自動チューニングの操作

H.ZEROH.SPAN

レンジ設定
図面等のレンジを入力

RANGE SETL.ZEROL.SPANWARM UPmin

暖機時間異常TEMP L℃

温度低異常

TEMP H℃

温度高異常

CAL AIR±10.0mV

エア校正範囲CAL ZERO±50.0％

ゼロ校正範囲CAL SPAN±50.0％

スパン校正範囲

EMF L-50.00mV

セル起電力低EMF H

250.00mV

セル起電力高使用する発信器
により異なる。

FAIL SET

OFF,MANUAL,SEMIAUTO,
CAL MODE

校正モード
AUTO

CAL TYPE

A/Z,A/Z/S,Z/S

PUG MODE

OFF,SEMIAUTO,AUTO

校正ガス

FUNCTION SETMONI SWWARNING

パージモードOFF に設定(A/D MONITOR) Ａ／Ｄモニタ
ＯＮに設定- 37 -

設定ミス表示(1) 接点出力（仕様に合わせエナジーサポートにて設定します）
接点出力はＲＹ１からＲＹ５までありその内、ＲＹ５はｂ接点で異常出力専用（異常になった
時ＯＮ）で残りのＲＹ１からＲＹ４まではａ接点で下表の各機能が設定出来ます。接点容量はＡ
Ｃ250Ｖ１Ａ／ＤＣ30Ｖ１Ａです。
TEMP.CONTROL｢▲｣キー
RANGE SET｢▲｣キー
FAIL SET｢▲｣キー
IN RY SET｢▲｣キー
｢SEL｣キーOUT RY SET｢▲｣キー
FUNCTION SET
｢▲｣キー

｢

OUT RY SETRY1 REM RANGE｣「 」キーで点滅

RY1～RY4 設定｢▲｣「▼」キーで切替「ENT」キーで設定

CAL.DATA CHECKOUT RY SET
RY4 MFT IN｢▲｣キー
A/D CAL.DATA「▲」キー
接点出力に設定出来る機能
設

定

OFF
RANGE HRANGE LCAL AIRCAL ZEROCAL SPAN
PURGE
MAINTEALARM HALARM LALM H&L

内

容

この接点は使用しない
HIGH レンジが選択されている時ＯＮになる
LOW レンジが選択されている時ＯＮになる
自動校正で AIR ガスを流す時ＯＮになる
自動校正で ZERO ガスを流す時ＯＮになる
自動校正で SPAN ガスを流す時ＯＮになる
パージの時、MFT の時ＯＮになる
昇温中、パージ中、校正中、HOLD 信号入力中、MFT 信号入力中 SYSTEM データ
設定中（CPU 基板のディップスィッチＳ２－１がＯＮの時）
酸素濃度が上限設定値より高い（詳細はアラームの項参照）
酸素濃度が下限設定値より低い（詳細はアラームの項参照）
ALARM H または ALARM L がＯＮしている

注)RANGE H と RANGE L はどちらかが常にＯＮしている。

- 38 -

(2) 接点入力（仕様に合わせエナジーサポートにて設定します）
接点入力としてＩＮ１からＩＮ５までの５ケ所あり、それぞれ設定が出来ます。
なお開放時の端子電圧は約 10～12Ｖ、短絡時の電流は約５～６mA です。

TEMP.CONTROL｢▲｣キー
RANGE SET｢▲｣キー
FAIL SET｢▲｣キー｢SEL｣キーIN RY SETIN RY SETRY1 REM RNG

｢▲｣キー
｢ ｣「

OUT RY SET｢▲｣キー
FUNCTION SET」キーで点滅RY1～RY5 設定｢▲｣「▼」キーで切替「ENT」キーで設定｢▲｣キー
CAL.DATA CHECKIN RY SET｢▲｣キー

RY5 MFT IN

A/D CAL.DATA「▲」キー

接点入力に設定出来る機能
設 定
OFF

内
容
この端子は使用しない
RANGE CHANGE／LOCAL OFF の状態でこの端子が開放の時 HIGH レンジ、短絡の時
REM RNG
LOW レンジになる。
この端子が短絡されると電流出力が直前の値にホールドされる。７セグ LED のOUT HOLD
表示はホールドしない。
CAL MODE が SEMI AUTO または AUTO で測定状態の時この端子が短絡されると自REM CAL
動校正が始まる。
PUG MODE が SEMI AUTO または AUTO の時この端子が短絡されるとパージが始ま
REM PUGる。
この端子が短絡されると電流出力はホールドされ、７セグ LED の表示は「- - - -」になる。
MFT IN
ヒーター制御は中止されセル異常、温度低下異常は検出しない。
パージリレーが設定されるとＯＮになる。
解除されると昇温から始まる。
この端子が短絡された時点からタイマー校正とタイマーパージの計時が再始動
RESETする。次のタイマー校正は校正周期（CAL，DATA，SET，CYCLE）の設定時間後、次のパージはパージ周期（PURGE，OPERATION，CYCLE）の設定時間後である。
同じ機能が２つ以上の端子に設定された場合はどちらの入力でも動作する。

- 39 -

５－６ ガス校正の方法!

ガス校正は、測定精度を維持するために必ず定期的に実施して下さい。
（１回／月程度）・校正の方法種

類

MANUAL

校正方法
手動校正

内

容

校正点のガス挿入と校正キー操作を手動にて実施します。
校正点のガス挿入と校正操作は電磁弁等を使用し自動SEMI AUTO

手動スタート校正にて実施します。校正スタートは手動キー操作または遠隔操作にて実施します。
校正点のガス挿入と校正操作は電磁弁等を使用し自動

AUTO

自動校正

にて実施します。校正スタートは内部タイマーまたは
遠隔操作にて実施します。

（システムキー入力となりますのでエナジーサポートにて設定します）
遠隔操作（REM、CAL）を実施する場合は、事前に接点入力の割り付けが必要です。

・校正の種類
種

類

Ａ／Ｚ

校正方法
AIR、ZERO

Ａ／Ｚ／Ｓ AIR、ZERO、SPAN
Ｚ／Ｓ

ZERO、SPAN

内容

高レンジ２点校正
高レンジ３点校正
低レンジ２点校正（システムキー入力となりますのでエナジーサポートにて設定します）- 40 -

出力ホールド
MAINTE リレー
５秒

AIR 校正データ取り込み
30 秒

AIR ガスリレー

ZERO ガスリレー

AIR 点校正時間(通常３～５分)

ZERO 校正データ取り込み

５秒

30 秒
５秒

SPAN ガスリレー

ZERO､SPAN 点校正時間(通常３～５分)

SPAN 校正データ取り込み
30 秒

ZERO､SPAN 点校正時間 ﾘｶﾊﾞﾘｰ時間(通常２～５分)(通常３～５分)
キー操作による校正のときはこの時間が LCD に表示されます
LCD 表示CAL.OPERATIONCAL.START
min

・校正のタイミング

・校正曲線
通常の校正は AIR，
ZERO の２点校正で御使用いただけますが精度良く測定するため、AIR，ZERO，
SPAN の 3 点校正が選択できます。

(%)

AIR 点

25

AIR

20
SPAN 点15
10
ZERO 点５- 41 -

・ＭＡＮＵＡＬ（手動）校正方法［校正ﾓｰﾄﾞが MANUAL(手動)の場合］校正ﾊﾞﾙﾌﾞを手動にて操作して校正する場合に、ＭＡＮＵＡＬ（手動）校正を実施下さい｡
校正用電磁弁を開閉させて校正する場合は、ＳＥＭＩ ＡＵＴＯ(手動ｽﾀｰﾄ)校正を実施下さい｡
LCD 表示RANGE()Ｏ2vol％｢MODE｣キー

測定中「MEAS」DISPLAY SELECT｢▲｣アップキー（複数回操作）
CAL OPERATION｢SEL｣キーCAL OPERATION
AIR IN
20.6％｢

ZERO／SPAN も同様です｣シフトキーCAL OPERATION
AIR IN
20.6％

下段データ点滅｢ENT｣キー

保守中(校正中)「MAINTE」

CAL OPERATION
AIR CAL
20.6％

下段データ点滅(校正エアバルブ開)LEDＯ2 濃度指示安定後｢ENT｣キーCAL OPERATION
AIR CAL20.6％
AIR データ取り込み 30 秒
CAL OPERATION
AIR IN％(校正エアバルブ閉)(エア校正終了)校正終了後、ＭＯＤＥキーを２回押す「SEL」キー

注）ＭＡＮＵＡＬ（手動）校正中に他の操作［AUTO(自動)ﾊﾟｰｼﾞ、REM(遠隔)ﾊﾟｰｼﾞ］が入ると、干渉を受け校正ができない場合はあります。
その場合は、再度手動校正が必要となります。

- 42 -

・ＳＥＭＩ ＡＵＴＯ(手動スタート)校正方法
手動スタートにて、自動校正を開始します。
LCD 表示RANGE()Ｏ2vol％｢MODE｣キーDISPLAY SELECT｢▲｣アップキー
CAL OPERATION
測定中「MEAS」｢SEL｣キーCAL OPERATIONCAL STARTmin

CAL OPERATIONCAL STARTmin

下段データ点滅｢ENT｣キーCAL OPERATIONCAL AIRm s

下段データカウントダウン
CAL AIR：エア電磁弁開CAL ZERO ：ゼロ電磁弁開
保守中(校正中)「MAINTE」

CAL OPERATIONCAL RECm s(校正終了)- 43 -CAL SPAN ：スパン電磁弁開
リカバリー時間下段データカウントダウン

５－７ パージの方法
パージは、プローブ発信器内部を清掃するため、圧縮エアを吹き付けるもので、必要性に応じて定期的に実施して下さい。
パージの方法
種

類

パージ方法

内

OFF

パージ機能なしSEMI AUTO

手動スタートパージ

容

手動キー操作または遠隔操作によりパージ接点を出力します。

AUTO

自動パージ

内部タイマーまたは遠隔操作によりパージ接点を出力します。

パージを実施する場合は、事前に接点出力の割り付けが必要です。
遠隔操作（REM PURGE）を実施する場合は事前に接点入力の割り付けが必要です。
パージのタイミングを下図に示す。

出力ホールド
MAINTE リレー
５秒

１回

２回

３回

パージ回数(通常３～５回)
リカバリー時間

パージリレー
パージ ON 時間(通常 10～20 秒)

パージ OFF 時間(通常 10～20 秒)
キー操作でパージを始めるときは LCD にこの時間が表示されます
PURGE OPERATION
START
min

- 44 -

・ＳＥＭＩ ＡＵＴＯ(手動スタート)パージ方法
LCD 表示RANGE()Ｏ2vol％｢MODE｣キーDISPLAY SELECT｢▲｣アップキー
PURGE OPERATION｢SEL｣キー
PURGE OPERATIONON TIME
sec｢SEL｣キー
測定中「MEAS」PURGE OPERATION
OFF TIME
sec｢SEL｣キー
PURGE OPERATIONN｢SEL｣キー
PURGE OPERATIONREC TIME
min｢SEL｣キー
PURGE OPERATION
START
min

PURGE OPERATION
START
min

下段データ点滅｢ENT｣キー
PURGE OPERATIONPURGE ONm s

下段データカウントダウン

パージ回数(Ｎ回)繰り返す
測定中(パージ中)

PURGE OPERATIONPURGE OFFm s

下段データカウントダウン「MAINTE」
PURGE OPERATIONPURGE RECm s
(パージ終了)- 45 -

下段データカウントダウン

５－８ オートチューニングの操作方法
発信器のセンサ温度は、ＰＩＤ制御によりコントロールされています。
本受信器は各種発信器に対応しているため、ＰＩＤ値が各々異なります。そのため発信器によっては温度が安定しない場合があります、その場合は以下の操作でオートチューニングを実施願います。
ディップスイッチＳ２のNo.1 を「ＯＮ」にする

この操作はシステムキーの設定となるため左記操作を行います。
操作パネルを開き、絶縁ｼｰﾄを外します。
ＣＰＵ基板上にＳ２があります。

｢▲｣アップキー
TEMP.CONTROL｢SEL｣キー「AUTO TUNE」が出るまで「SEL」キーを押します。

AUTO TUNE「START」が点滅します。
AUTO TUNE START｢ENT｣キー
温度不安定

そのまま温度ｺﾝﾄﾛｰﾙ状態を確認します「ENT」キーは５秒程経ってから押します。
オートチューニング完了

温度安定
ディップスイッチＳ２のNo.1 を「ＯＦＦ」にする

絶縁シートを付け、操作パネルを閉じます。

注）①昇温する時間が遅すぎる、速すぎる時、又温度がｵｰﾊﾞｰｼｭｰﾄする場合は、昇温中にｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞを行って下さい。
②昇温後、温度が不安定な場合は、昇温後にｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞを行って下さい。

- 46 -

６．保守
日常定期点検は、正常な機能を維持して正確な測定を行っていただくために大切な保守・点検です。その項目および方法について内容をよくご理解の上、必ず実施して下さい。

６－１ 日常・定期点検

ガ
ス
校
正

セ
ン
サ
の
点
検

周
期

１ヶ月

方

５－６項に従ってガス校正を実施して下さい。

法（５－３④項に従って校正方法等の設定して下さい）

周
期

１ヶ月

方
法

ガ ス 校 正 終 了 後 、 前 回 校 正 値 に 対 す る ド リ フ ト 値 の 確 認 （ CAL.DATA
MONITOR）通常±２％F.S.／月以内ですがこれを超える場合は、センサ劣化傾向にあると考えます。

周期

１～６ヶ月（ガス校正時に異常があった場合に点検）方AIR,ZERO,SPAN 点での EMF 起電力確認（DISPLAY SELECT）

法

校正ガス切替えによる応答時間の確認

・センサの点検は発信器の取扱説明書を参照願います｡- 47 -

ｻﾝﾌﾟﾙｶﾞｽ
変化

YES- 48 -

NO

電源を一度 OFF
10 秒後再度 ON
正常復帰

NO

セル起電力が変化している

一次遅れ時間変更（５－３②参照）

外部配線
外部配管
チェック

フィルタの交換
センサの交換ﾌｨﾙﾀの目詰まり
センサの劣化

発信器異常

NO

応答が遅い

指示値がちらつく

エラー表示により対処する（次ページへ）YES

ガス校正実施
正常復帰

外部配線
外部配管
チェック

NO

異常発生中

設定ミス表示確認（６－３参照）

表示値が異常メーカー修理

校正中解除
パージ中解除設定中解除

キー操作ができない

エラー表示により対処する（次ページへ）YES

受信器トラブルNO

電源を一度 OFF
10 秒後再度 ON
正常復帰

NO

異常発生中

NO

校正中
パージ中
設定中

出力信号が変化しない

６－２ トラブルシューティング

メーカ修理OK

サーミスタ(端子台に取付)の
配線チェック

熱電対の配線チェック

受信器トラブル

OK

Ｅ－07～08

Ｅ－05～06

Ｅ－01～04- 49 -

Ｏ2 センサ交換

OK

ヒータ配線のチェック

Ｅ－09～11OK

Ｏ 2 センサのセル配線チェック

Ｅ－12～14OK

校正ガス配管リークチェック

OK

校正ガス
濃度チェック
設定チェックＥ－15～17

トラブルシューティング（エラー表示Ｐ51 参照）

６－３ 設定ミスの表示
LCD（下段）表示内容(01)AIR ZERO？

AIR 校正ガスと ZERO 校正ガスが近すぎる(02)AIR SPAN？

AIR 校正ガスと SPAN 校正ガスが近すぎる(03)ZERO SPAN？

ZERO 校正ガスと SPAN 校正ガスが近すぎる(04)CAL CYCLE?

自動校正で校正時間より周期が短い(05)ALARM H&L?

アラームで幅がせますぎるかＬよりＨのほうが小さい(06)DRY1>100%?

気体燃料組成の合計が 100％を越える(07)DRY2>100%?

液体・個体燃料組成の合計が 100％を越える(08)PURGE CYCLE?

自動パージでパージ時間より周期が短い(09)RANG H ZERO?

Ｈレンジの ZERO が SPAN の 80％より大きい(10)RANG L ZERO?

Ｌレンジの ZERO が SPAN の 80％より大きい(11)RANGE L>H?

ＬレンジがＨレンジより大きい(12)TEMP L<SV?

温度低異常が設定温度－１０℃より高い(13)TEMP L<960?

Ｋ熱電対の時温度低異常か９６０℃より高い(14)TEMP H<SV?

温度高異常が設定温度＋１０℃より低い(15)TEMP H<960?

Ｋ熱電対の時温度高異常か９６０℃より高い(16)No AIR RY?

自動校正で AIR リレーが設定されてない(17)No ZERO RY?

自動校正で ZERO リレーが設定されてない(18)No SPAN RY?

自動校正で SPAN リレーが設定されてない(19)No PURGE RY?

自動パージでパージリレーが設定されてない- 50 -

６－４ エラー表示
異常が発生した場合７セグ LED にエラー番号を表示して LCD にエラーの原因を表示する。この時酸素濃度演算機能は停止し、中止する。ヒーター制御はエラーの内容によって自動的に継続または停止します。
ＬＥＤ

ＬＣＤ

内

容

解

除

動

作

Ｅ－０１

チェックサムが合わない

電源再投入

測定中止

Ｅ－０２

RAM の動作異常

電源再投入

測定中止

Ｅ－０３ EEROM ERROR( xx)

EEROM の動作異常

CLR-ENT

測定中止

Ｅ－０４ LCDLCD の動作異常

CLR-ENT

測定中止

Ｅ－０５ Thermo C.(OPEN)

熱電対の断線

CLR-ENT

測定中止

Ｅ－０６ Thermo C.(REV)

熱電対の逆接続CLR-ENT

測定中止

Ｅ－０７ COLD

J.(OPEN)

サーミスタの断線

CLR-ENT

測定中止

Ｅ－０８ COLD

J.(SHORT)

サーミスタの短絡

CLR-ENT

測定中止

Ｅ－０９ HEATER(OPEN)

昇温時間が長過ぎる

CLR-ENT

測定中止

Ｅ－１０ TEMP.

(HIGH)

温度が高過ぎる

CLR-ENT

測定中止

Ｅ－１１ TEMP.

(LOW)

温度が低過ぎる

CLR-ENT

測定中止

Ｅ－１２ CELL(OPEN)

セルの断線

CLR-ENT

温調継続

Ｅ－１３ EMF(HIGH)

セル電圧が高過ぎる

CLR-ENT

温調継続

Ｅ－１４ EMF(LOW)

セル電圧が低過ぎる

CLR-ENT

温調継続

Ｅ－１５ CAL AIR

FAILED

AIR 校正の失敗

CLR-ENT

温調継続

Ｅ－１６ CAL ZERO FAILEDZERO 校正の失敗

CLR-ENT

温調継続

Ｅ－１７ CAL SPAN FAILEDSPAN 校正の失敗

CLR-ENT

温調継続

ERROR

＊LED の表示はＥ－０１、Ｅ－０２は点滅しない。その他の７セグＬＥＤの表示は点滅する。
＊EEROM の異常は LCD に異常のチャンネル番号が表示される。（表中 xx の位置）
＊温調継続：酸素濃度演算停止、ヒーター制御は継続する。
＊測定中止：酸素濃度演算停止、ヒーター制御も停止する。
＊校正方法において「ＭＡＮＵＡＬ」，｢ＳＥＭＩ ＡＵＴＯ｣を選択し、校正異常が生じた場合
ＦＡＩＬランプが点滅するがＬＥＤランプは点灯しない。解除する場合、「ＭＯＤＥ」キーを押し｢ＣＡＬＤＡＴＥＭＯＮＩＴＯＲ｣の表示時に「ＣＬＲ」 「ＥＮＴ」を押す。

- 51 -

ＬＥＤ

基準

Ｅ－０５ Ｋの時は４０ｍＶ以上、Ｒの時は２０ｍＶ以上
Ｅ－０６ 温度に換算して－５０℃以下になった時
Ｅ－０７ 分圧比が０．９以上になった時
Ｅ－０８ 分圧比が０．１以下になった時
Ｅ－０９ 昇温開始後 WARM UP に設定した時間を過ぎても設定温度にならない
Ｅ－１０ ヒーター温度が TEMP H に設定した値より高い
Ｅ－１１ ヒーター温度が TEMP L に設定した値より低い
Ｅ－１２ セル起電力が－５０ｍＶより下がった
Ｅ－１３ セル起電力が EMF H に設定した値より高い
Ｅ－１４ セル起電力が EMF L に設定した値より低い
Ｅ－１５ AIR 校正時、AIR 起電力が CAL AIR に設定した値より外れる
Ｅ－１６ ZERO 校正時、ZERO 起電力が CAL ZERO に設定した値より外れる
Ｅ－１７ SPAN 校正時、SPAN 起電力が CAL SPAN に設定した値より外れる
Ｅ－０５～Ｅ－０８,Ｅ－１０～Ｅ－１４は１秒間（４回）連続しないとエラーにならない- 52 -

本取扱説明書の記載内容は予告なく変更する場合があります。
製品の取り扱いに関する問い合わせは、当社またはお買い求め先の代理店までご連絡ください。
お問い合わせフォーム URL：https://www.energys.co.jp/inq/keisoku.php
エナジーサポート株式会社〒484-8505 愛知県犬山市字上小針 1 番地