Teknisk Information

Val, montering, behandling och manövrering av tryckmätare med
elastisk tryckapparat
WIKA datablad IN 00.05

Allmänt
Användaren måste säkerställa att rätt tryckmätare har valts
med tanke på visningsområde och utförande. Visningsområdet är optimalt valt när drifttrycket ligger i den mittre tredjedelen av visningsområdet.

Spärrkranar har tre lägen:■■ Luftning

Tilledningen är stängd och mätapparaten
är ansluten till atmosfären. Nollpunkten kankontrolleras.

■■ Drift

Tilledningen är öppen, mätapparaten stårunder tryck.

■■ Utblåsning Tilledningen är öppen, mätsubstansen

försvinner ut i atmosfären. Mätapparaten ärur drift.

Spärrventiler utan eller med provanslutning (DIN 16270 resp.
16271) har en luftningsskruv mellan ventilsätet och tryckmätarens anslutning. Om luftningsskruven lossas kan luftningenkontrolleras genom gängorna.
Vid vissa användningar (t.ex. ångpannor) måste spärrarmaturerna ha en provasnlutning så att tryckmätaren kan kontrolleras utan demontering. Vid spärrventiler enligt DIN 16272
kan provanslutningen spärras separat.
Tryckmätaren måste fästas vibrationsfritt och skall vara
anordnad så att den kan avläsas på ett bra sätt.
Tryckanslutningarna måste vara täta.
Det är lämpligt att mellankoppla en spärranordning mellan
tryckupptagningsplatsen och tryckmätaren som möjliggör
ett utbyte mellan mätaren och nollpunktskontrollen underlöpande drift.

Spärrarmaturer
Beroende på den avsedda användningen skall spärrkranar
eller spärrventiler kopplas in före tryckmätaren.

WIKA datablad IN 00.05 ∙ 02/2009Mätarfäste
Om ledningen till mätaren inte är stabil nog för en vibrationsfri
drift skall mätaren monteras med lämpliga fästelement för
vägg- och/eller rörmontering - eventuellt genom att en kapillärledning infogas.

Dämpning av mätsystemet
Om vibrationer inte kan undvikas vid vald installation skall
mätare med vätskefyllning användas.

Sidan 1 av 4

Temperaturpåverkan

Mätledning

Monteringen av tryckmätaren skall utföras så att den tillåtna
drifttemperaturen (omgivning, mätsubstans) inte under- elleröverskrids oavsett om det handlar om påverkan från konvektion och värmestrålning. För att åstadkomma detta måste
tryckmätaren och spärrarmaturen skyddas genom tillräckligtlånga mätledningar eller vattensäcksrör. Temperaturenspåverkan på visningsnoggrannheten måste beaktas.

Mätledningen skall utföras och monteras på ett sådant sättatt den kan ta upp de belastningar som uppstår på grund av
töjning, vibrationer och värmepåvekan.
Vid gaser som mätsubstans skall det finnas en dränering på
den lägst belägna platsen och vid flytande mätsubstanser
skall det finnas en avluftning på den högst belägna platsen.

Tryckförmedlare/skyddsföreskrifter
Vid aggressiva, heta, högviskösa, förorenade eller kristalliserande mätsubstanser som inte får tränga in i mätapparatenmåste tryckförmedlare finnas som avdelare. För trycköverföring till mätapparaten fungerar en neutral överföringsvätska
som skall väljas beroende på mätområdet, temperaturen och
kompatibiliteten med mätsubstansen. Kopplingen mellan
tryckmätaren och tryckförmedlaren får under inga omständigheter lossas.

Skydd för mätapparaten mot överbelastning
Om mätsubstansen utsätts för snabba tryckförändringar ellerom man måste räkna med tryckstötar får dessa inte påverka
tryckapparaten direkt. Tryckstötarnas effekt måste dämpas,
t.ex. genom montering av en strypskrov (minskat tvärsnitt itryckkanalen) eller genom montering av en inställbar strypanordning.
Om man väljer ett lägre mätområde för att få en visning med
högre upplösning än det maximala trycket som uppträder
kortvarigt måste mätapparaten skyddas mot skador. För
detta måste ett övertrycksskydd monteras (externt skydd)
som stängs direkt vid en tryckstöt och endast gradvis vid enlångsam tryckhöjning. Det stängningstryck som skall ställas
in beror därför på det tidsmässiga tryckförloppet. En ytterligare möjlighet är att använda en manometer som är övertrycksäker (internt skydd).

Tryckupptagningsrör
Tryckupptagningsröret måste vara anordnat med ett tillräckligt stort rör (≥ 6 mm) om möjligt med en spärranordning såatt tryckupptagningen inte förfalskas genom att mätsubstansen strömmar.
Mätledningen mellan tryckupptagningsröret och tryckmätaren måste ha en tillräckligt stor innerdiameter och får inteha några skarpa krökningar för att undvika tilltäppning och
fördröjning vi trycköverföringen. Dragningen av mätledningen
rekommenderas med en stadig lutning på ca 1:15.

För gaser som innehåller partiklar eller vätska måste det
finnas avskiljare som kan lossas och tömmas med hjälp
av spärraramaturer under driften av anläggningen. Ommätaren måste monteras högre eller lägre än tappningsstället förskjuts mätområdet om mätsubstansen i mätledningeninte har samma densitet som den omgivande luften. Förskjutningen ∆p blir resultatet av densitetsdifferensen (ρM - ρL) och
höjdskillnaden ∆h enligt formeln:∆p= (ρM - ρL) • g • ∆h • 10-5 (bar) = förskjutning av
mätområdet

ρM= mätsubstansens densitet (kg/m³)ρL= den omgivande luftens densitet (kg/m³)(1,205 kg/m³ vid 20 °C)∆h= höjdskillnad (m)g= jordacceleration (m/s²)(medelhög jordacceleration = 9,81 m/s²)

Visningen minskar med ∆p om tryckmätaren sitter högre ochökar med ∆p om tryckmätaren sitter lägre än tryckupptagningsplatsen.
I regel monteras en tryckmätare med en lodrätt stående
visartavla. Vid avvikelser är det nödvändigt att beakta lägestecknet på visartavlan.

Montering och driftstart
För tätning av tryckmätarens anslutningar med cylindriska
gängor på tätningsytan  skall packningar, tätningslinser
eller profiltätningar från WIKA användas. Åtdragningsmomentet beror på vilken typ av tätning som används. Vid koniskagängor (t.ex. NPT-tätning) sker tätningen i gängan  med
extra tätningsmedel, till exempel PTFE-band (EN 837-2).
 Cylindriskt och  koniskt gängförband

Nyckelyta
Tätningsyta Tätning
igängan För att försätta mätaren i det läge där det går bäst att läsa
av rekommenderas en anslutning med spännmuff eller
kopplingsmutter.
Vid in- och urskruvning får tryckmätaren inte dras åt på husetutan den måste dras åt på anslutningsrörets nyckelytor.

Sidan 2 av 4

WIKA datablad IN 00.05 ∙ 02/2009

Om tryckmätaren är monterad lägre ner än tryckupptagningsröret måste mätledningen spolas igenom ordentligt före
anslultningen för att avlägsna främmande partiklar.
En del typer av apparater har en tryckavlastningsöppningsom kan luftas och stängas igen för kompensation av det
inre trycket med texten CLOSE och OPEN. Vid leveransen
är denna tryckavlastningsöppning stängd (spaken i lägetCLOSE). Före kontrollen eller/och efter installationen ochföre driftstarten skall dessa apparater luftas, dvs. spakenskall föras till läget OPEN.
Vid utpressning resp. vid genomblåsning av rörledningar ellerbehållare får tryckmätaren inte belastas högre än av ändvärdesbegränsningsmärket ▼ på visartavlan anger (EN 837-1
och EN 837-3). Om detta inte kan garanteras måste tryckmätaren antingen spärras eller demonteras.
Före demonteringen av tryckmätare skall mätapparaten
göras trycklös. Eventuellt måste mätledningen göras trycklös.
Vid tryckmätare med plattfjäder får den övre och nedre
flänsens spännskruvar inte lossas.
Rester av mätsubstanser i demonterade tryckmätare kan
leda till risker för människor , miljön och utrustningen.
Tillräckliga säkerhetsåtgärder måste vidtas.
Tryckmätare vars tryckapparater är fyllda med vatten eller envattenblandning måstes hållas frostskyddade.

Vid farliga mätsubstanser som■■ syre,■■ acetylen,■■ brännbara ämnen eller■■ giftiga ämnen
■■ Vattenånga

■■ Ammoniak och andra köldmediersamt vid kylanläggningar, kompressorer etc. måste de gällande föreskrifterna och allmänna reglerna följas.

Lagring
För lagring av tryckmätare fram till monteringen skall följande
punkter observeras för att undvika skador:
Lämna kvar tryckmätarna i originalförpackningen och lagra
dem så att de skyddas mot yttre inverkan.
Efter en eventuell framtagning av mätarna (t.ex. för kontroller)
skall originalförpackningen användas igen.
Temperaturintervall vid lagringen -40 °C till +70 °C
Avvikande lagringstemperaturer kan förekomma för olikautföranden av mätarna. Det tillåtna temperaturintervallet
framgår av de respektive databladen.
Skydda mätarna mot fukt och damm.

Manövrering

Referensdokument

Spärranordningar får endast öppnas långsamt för att undvika
tryckstötar.

Citerade DIN-normer och DIN EN-normer

Den avsedda användning för vilande belastning är angiven
genom ändvärdesbegränsningsmärket ▼ på visartavlan(EN 837-1 und EN 837-3). Vid omväxlande belastning gäller
lägre värden.
För nollpunktskontrollen under driften måste spärranordnignen stängas och mätapparaten göras trycklös. Visaren måste
sedan stå inom det intervall vid nollpunkten som betecknas
med h.
Om visaren står utanför tvärstapeln måste man i allmänhet
räkna med en deformering av mätapparaten som måsteundersökas närmare för att undvika mätfel eller olyckor.
För visningskontroll under driften spärras tryckmätaren via
spärranordningen med provanslutning och beläggs med ett
kontrolltryck. De tillåtna felgränserna fastställs i EN 837-1 och
EN 837-3.

DIN EN 837-1
Tryckmätare med rörfjädrar; del 1:Mått, mätteknik, krav och kontroll
DIN EN 837-2
Tryckmätare; del 2:
Rekommendationer för val och montering av tryckmätare
DIN EN 837-3
Tryckmätare med platt- och kapselfjädrar; del 3:Mått, mätteknik, krav och kontroll
DIN 16270
Spärrventilerna PN 250 och PN 400 utan provanslutning för
tryckmätare
DIN 16271
Spärrventilerna PN 250 och PN 400 med provanslutning för
tryckmätare
DIN 16272
Spärrventilerna PN 250 och PN 400 med separat spärrbar
provanslutning för tryckmätare

WIKA datablad IN 00.05 ∙ 02/2009

Sidan 3 av 4

Mätplatstillbehör till tryckmätare

ÖvertrycksskyddInställbar
strypanordning

Spärrventil

SpärrkranVattensäckrör
rak

Vattensäckrör U-form

Mellanstycke tillmätarhållare

Spärrventil med separat spärrbar
provanslutning

Spännmuff

Väggkonsol

Mätanordning
Beprövade mätanordningar för olika typer av mätsubstanser.
flytande
Fyllning av
mätledningen
Kondensat
Exempelflytande mätsubstanser
delvis utgasande

sjudande Vätskor

fullständigt
förångad"Flytande gaser"

Tryckmätareovanför tappningsröret

gasformig
torr luft

gasformiga mätsubstanser

delvis kondense- fullständigt
rad (fukt)
kondenserad
fuktig luft Rökgaser

VattenångaVi förbehåller oss rätten till ändringar och byte av material.
De beskrivna apparaterna motsvarar i sin konstruktion, mått och material den aktuella tekniska nivån.

Sidan 4 av 4

WIKA datablad IN 00.05 ∙ 02/2009

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg/Germany
Tel.
(+49) 9372/132-0
Fax(+49) 9372/132-406
E-mail info@wika.de
www.wika.de03/2009 S based on 02/2009 GB

Tryckmätare nedanför
tappningsröret