MINOLTA FLASH METER II1975

Matricola 115023
Minolta Code 1509

Caratteristiche e funzioni
Il Flash Meter II viene presentato nel 1975 quale evoluzione del Flash Meter del 1969. Ilcorpo dell’apparecchio è ora in plastica nera con testina ruotabile di 270° per una più
comoda misurazione. Questa nuova architettura seguirà sempre tutte le prossime
realizzazioni di Flash Meter e di Auto Meter in modo che gli accessori saranno compatibili
su tutti gli apparecchi. Con questo esposimetro sono possibili tre tipi di misurazioni. La
misurazione “CORD” cioè di luci lampo utilizzando la presa posta al centro nella parteinferiore del Flash Meter II visto frontalmente, dove inserire il cavo syncro-corddell’apparecchio flash o il Syncro-Cord II (accessorio opzionale); “NON CORD” cioèmisurazione di luci lampo sincronizzate e contemporanea luce ambiente; “MULTI” cioèmisurazioni di luci lampo non sincronizzate, multiple o successive sommate alla luce
ambiente. Il Minolta Flash Meter II viene fornito completo del diffusore sferico per luce

incidente e dell’accessorio per misurazione di luce riflessa. Le due grosse rotelle laterali
situate nella parte inferiore dello strumento servono, ruotandole, ad impostare: 1) il tempo
di sincronizzazione/flash, utilizzando la ghiera di sinistra che sposta il tempo visibile nellafinestrella “Time”. 2) ad impostare la sensibilità della pellicola utilizzata ruotando la ghieradi destra che serve a variare l’indice “Asa” visibile nella finestrella di destra. Il grosso
pulsante rosso situato in alto lungo il lato destro dello strumento serve a memorizzare lamisurazione quando viene premuto a fondo. Il selettore nero che circonda il pulsante rosso
serve a impostare sul Flash Meter II le funzioni: “Off”, “Cord”, “Non.C”, “Multi”. Questa
scelta viene evidenziata dalla corrispettiva dicitura visibile nella finestrella situata sul lato
frontale in prossimità del selettore stesso. Vi sono poi tre led, uno verde, che serve avalutare lo stato di carica della batteria (“Reset B.C.”: per effettuare il controllo premere
leggermente il pulsante rosso delle misurazioni per ottenere l’accensione del led verde, sela batteria introdotta è efficiente), e due rossi che servono a evidenziare una condizione diluce scarsa, fuori quindi dalla portata della corretta misurazione (led rosso “Under”); e incaso di presenza di luce eccessiva che richiede l’utilizzo del diffusore sferico 4x (led rosso“Over”). Accanto alla misurazione effettuata che si evidenzia con le cifre rosse che
appaiono nella finestrella “FNo.” vi sono due led rossi che si possono accendere accantoalla scritta “1/3” o “2/3”, che servono a indicare la presenza di sovraesposizione di un terzo
o di due terzi di diaframma. Ad esempio con una lettura = 8.0 e la contemporanea
accensione del led a 1/3 vuol dire che siamo in presenza di sovraesposizione di un terzo
di diaframma: bisogna impostare quindi un diaframma intermedio fra 8 e 11 per avere
l’esposizione più corretta possibile introducendo una leggerissima sottoesposizione
annullata dalla latitudine di posa delle pellicole. Sul lato posteriore dello strumento
troviamo la scala dei diaframmi trovati in lettura e la conversione durante l’utilizzo
dell’accessorio per luce riflessa, la presa per l’utilizzo del mini recettore, la vite diregolazione per la taratura fine del Flash Meter II (utilizzare un piccolo cacciavite), latabella per l’utilizzo del Flash Merer come un Auto Meter per letture in luce ambiente, ilnumero di matricola, la madrevite per l’utilizzo del treppiede e lo sportello scorrevole delvano batteria. Lungo il lato inferiore è presente un piccolo anello in metallo di forma
trapezioidale che serve all’utilizzo della tracolla. L’alimentazione è fornita da una batteria
da 9v tipo 6LR61. Sono disponibili accessori opzionali quali il “Viewfinder 10°”, il“Sync.Cord II”, il “Mini Receptor”, il “4x Spherical ND Diffuser”, il “Flat Diffuser”.
Peso 335g. con diffusore sferico, batteria esclusa.
Larghezza 80mm. Altezza 150mm. Spessore 42mm.