管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン
医療機器認証番号：224ABBZX00170000「 扱 いやすい 操 作 性 」と「 優 れ た 強 度 」を 有 する
ラクな 研 磨 で 光 沢 性 が 続くフロアブルレジ ン

術 者 のニーズに応じた３タイプをラインナップとろピタっ！
5mmLow
採取1分後（水平）

A1

A2

A3

採取1分後（垂直）

A3.5

A4

KA6

Super Low

Low

High

流動性を抑えたタイプ

流れやすいタイプ「適度な流動性」と「賦形性」を兼ね備えたタイプ
前臼歯の症例に幅広く対応します。
乳歯色を追加B1

B2

XW

W（乳歯色）A2D（OP） A3D（OP）
遮蔽性の高い色調※KA6はA4よりも彩度の高い色調です。色調の濃い歯質や歯頚部の充填に適しています。
※XWは本品の中で最も明度の高い色調です。

とろっ！

ピタっ！

SuperLow5mm

採取1分後（水平）A3

小さな窩洞やライニング（窩底部・窩壁部の平均化）に適しています。

A3.5A11W（乳歯色）を使用した症例 ※2

採取1分後（垂直）「高い流動性を有する」
タイプ

付与した形態を保持するため、臼歯部咬頭や隆線の築盛にも適しています。

A2

採取1分後（水平）採取1分後（垂直）「流動性を抑えた」
タイプ

A15mm

HighA2A3

2A2D（OP） A3D（OP）
遮蔽性の高い色調

34

使用タイプ ： LOW

使 用 ス テッ プ の 概 要

写真提供：田代歯科医院
田代 浩史先生う蝕歯質の除去及び窩洞形成ボンディング処理後、光照射※1により硬化「クリアフィル® マジェスティ® ESフロー」【 LOW 】W（乳歯色）
にて充填

1

前歯部の小窩洞への充填修復 ※22

形態修正、研磨

34使用タイプ ： LOW
写真提供：田代歯科医院
田代 浩史先生

旧修復物、う蝕歯質の除去及び窩洞形成ボンディング処理

1大臼歯咬合面の充填修復 ※2「クリアフィル ® マジェスティ ® ESフロー」 形態修正、研磨【 LOW 】A2,A3,A3.5にて充填
光照射※1により硬化

234

使用タイプ ： LOW
写真提供：東京医科歯科大学
保坂 啓一先生う蝕歯質の除去及び窩洞形成※1 照射時間及び硬化深度に関しては製品の添付文書をご参照ください。

ボンディング処理後、光照射※1により硬化「クリアフィル® マジェスティ® ESフロー」【 LOW 】A2にて充填※2「クリアフィル® マジェスティ® ESフロー」の添付文書に記載の使用方法「歯質への充填修復」を示します。

形態修正、研磨

1. 研磨がラク！光沢性が続く！
研 磨 がラク！

研磨時間による光沢度の変化 ※クリアフィル® マジェスティ® ES フロー［Low］
80

微細なフィラーを高密度に充填することで、硬化物の表6670

面が滑らかになり、短時間の研磨で光沢が得られます。

光沢度（%）

60未研磨 での光沢性比較

51504140●試験条件
試験片φ10mm、厚み2mm。#600の耐水研磨紙により表面を粗造化させ、コンポジットレジン仕上研磨用ポイントにて研磨。
光沢計VG 2000（日本電色工業）を用い、角度60°で測定。

263020（硬化後、未重合層を除去した状態）

10クリアフィル®
マジェスティ® LV

クリアフィル®
マジェスティ®
ES フロー［Low］

20

未研磨 ＃600にて粗造化

51020

研磨時間（秒）

弊社測定のデータ； 条件等により数値は異なります。

光 沢 性 が 続く！
長期的な表面性状も安定しており、歯ブラシ摩耗後も高い光沢性が続きます。
歯ブラシ摩耗による光沢度の変化 ※クリアフィル® マジェスティ® ES フロー［Low］

光沢度（%）

8066

歯ブラシ摩耗前後の表面性状 （イメージ図）

6560

研磨直後

歯ブラシ摩耗 後●試験条件：
試験片φ10mm、厚み2mm。#600の耐水研磨紙により表面を粗造化させ、コンポジットレジン仕上研磨用ポイントにて研磨。
歯ブラシ摩耗40,000回（荷重250g、30回ストローク/分、10wt%歯磨剤を用いて40,000回）。
光沢計VG 2000（日本電色工業）を用い、角度60°で測定。

40200

研磨20秒後歯ブラシ摩耗40,000回後

弊社測定のデータ； 条件等により数値は異なります。

粒子径の小さなフィラーを用いていますので、歯ブラシ摩耗後も硬化物表面に大きな凹凸が生じにくく、滑沢面が維持されます。

2. 扱いやすい操作性！
糸引きが生じにくいペースト性状

粒径が異なる２種類のフィラーの配合量をコントロールし、それぞれのフィラーに適切な表面処理を行いました。
これにより、押し出しやすいだけでなく、糸引きが生じにくく扱いやすいペースト性状が得られました。

3. 優れた機械的強度！

クリアフィル® マジェスティ ® ES フロー［Low］

表面処理技術により、フィラーを高密度に曲げ強さの比較 ※3

充填することで、臼歯咬合面に使用できるMPa

機械的強度が得られました。

150

フィラー含有量 ： Super Low 78wt%、Low 75wt%、High 71wt%（表面処理バリウムガラス、表面処理シリカフィラー）

152

151

圧縮強さの比較 ※4MPa145373

358

Super Low

Low

High300

100200500374

400

100

Super Low

Low

High0

試験条件：※3 JIS T 6514に準拠※4 試験片Φ4×4mm、オートグラフ（島津製作所）、クロスヘッドスピード2mm/min

弊社測定のデータ； 条件等により数値は異なります。

高強度・易研磨性・優れた操作性を兼ね備えた「クリアフィル® マジェスティ® ES フロー」の材料特性はクラレノリタケデンタルのフィラーテクノロジーにより、微細なフィラーを高密度に充填することで実現しました。

研磨性
サブミクロンガラスフィラー
クラスターフィラーの 導入

表面光沢維持性ペースト
性状サブミクロン
ガラスフィラー

ペースト
吐出性（表面処理バリウムガラス）

表面処理技術クラスターフィラー（表面処理シリカフィラー）

機械的強度：細 かいフィラー の凝 集 体
5μm

SEM写真

15.0kV 15.3mm×10.0k SE(U)クリアフィル® マジェスティ ® ES フロー［Low］

X線造影性

光拡散性

微細な表面処理バリウムガラスを高密度

光 拡 散 性を有しており、歯 質（窩 洞）へに含有することにより、歯質との識別がの色調適合性に優れています。

可能なX線造影性を有しています。

製品構成

管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン

医療機器認証番号：224ABBZX00170000

SuperLow

Low

単品

High単品● レジン充填材〔Super Low〕
（各2.7g/1.5ｍL）

単品● レジン充填材〔Low〕（各2.7g/1.5ｍL）［A1、A2、A3、A3.5］［A1、A2、A3、A3.5、A4、KA6、B1、B2、XW、W（乳歯色）、A2D（OP）、A3D（OP）］● 付属品ニードルチップ（N）（5個）
ニードルチップキャップ（5個）● 付属品

ニードルチップ（N）（5個）
ニードルチップキャップ（5個）● レジン充填材〔High〕（各2.7g/1.5ｍL）［A1、A2、A3、A2D（OP）、A3D（OP）］● 付属品

ニードルチップ（N）（5個）
ニードルチップキャップ（5個）① ニードルチップ（N）
（20個）

付属品単品

関連製品

①クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER
管理医療機器 歯科用象牙質接着材（歯科セラミックス用接着材料）（歯科金属用接着材料）（歯科用知覚過敏抑制材料）
医療機器認証番号：228ABBZX00065000② ニードルチップキャップ（20個）②単品・ボンド（5.6mL）…1本

クリアフィル® メガボンド® 2

クリアフィル® メガボンド® FA

クリアフィル® マジェスティ® ES-2

管理医療機器 歯科用象牙質接着材（歯科セラミックス用接着材料）（歯科金属用接着材料）（歯科用知覚過敏抑制材料）
医療機器認証番号：227ABBZX00114000

高度管理医療機器 医薬品含有歯科用象牙質接着材
医療機器承認番号：21700BZZ00442000

管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン
医療機器認証番号：224ABBZX00119000

セット品

セット品

単品

・プライマー（6mL）…1本…1本・ボンド（5mL）…1個・遮光板（B）…1個・混和皿（B）…1個・スポンジ小片…1個・アウターケース

・プライマー（6mL） …1本…1本・ボンド（5mL）…1個・遮光板（C）…1個・混和皿（C）
・アプリケーターブラシ …50本（ファイン＜シルバー＞）

・レジン充填材（各3.6g/2.0mL）
XW､W､A1､A2､A3､A3.5､A4､KA6､
B1､B2､B3､B4､C1､C2､C3､C4､D2､D3､OA2､OA3● クリアフィル ® マジェスティ ® LV 管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 医療機器認証番号：218ABBZX00162000● 印刷のため、現品と色調が異なることがあります。● 仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。
● 本文中の｢マジェスティ ® ES フロー｣ と｢マジェスティ ® LV｣は、それぞれ｢クリアフィル® マジェスティ ® ES フロー｣と｢クリアフィル® マジェスティ ® LV｣を示します。● ご使用に際しましては添付文書を必ずお読み下さい。

製品各種技術に関するお問い合わせ

製造販売元

クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

連絡先〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

ホームページ

販売元〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3（大手センタービル）
フリーダイヤル：0120-330-922●「クリアフィル」、「マジェスティ」及び「メガボンド」は株式会社クラレの登録商標です。

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL.（06）6380-2525〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15
TEL.（03）3834-6161
お客様相談センター：0800-222-8020
http://www.dental-plaza.com
T711-0306 ／ 2018