韮崎市国民健康保険韮崎市立病院におけるＸ線ＣＴ診断装置および画像診断ワークステーション調達事業者選定に係る公募型プロポーザル 【質問回答書】
該当箇所

回答日 令和6年7月16日
該当内容
質問内容
回答
電子ノイズの影響を受けないため、シンチレー ハード的な機構（管球検出器構造）をブラッシュ 当項目では、フルデジタルを前提とした構造をター、フォトダイオード、DASは一体成型であり、 アップしたPUREVisionOpticsを搭載し、電子ノイ 期待する仕様としていますので、変更はありま
アナログケーブルを一切使用しない構造であれ ズの影響・高画質・低被ばくにハード面でも対応 せん。
ば加点として評価する。
していますので、1-2-1.加点項目の再考をお願い致します。

該当事項
実施要領
機器等調達仕様書
1 評価項目確認書
詳細仕様確認書

4-（2）1-2-1.加点項目
1-2-1.加点項目
1-2-1.加点項目

実施要領
機器等調達仕様書
2 評価項目確認書
詳細仕様確認書

4-（2）1-2-3.必須項目
1-2-3.必須項目
1-2-3.必須項目

X線複数列検出器の体軸方向（Z方向）の検出器列数は64列以上であること。

高齢者や息止め不可の患者さん等の撮影に有 高速撮影で必要かつ有用な機能と判断し、当効な80列を、64列クラスでも採用し、多列で高 項目に、1-2-3-1.加点項目「X線複数列検出器速性も担保している場合の評価につきまして再 の体軸方向（Z方向）の検出器列数が80列以上考をお願い致します。
であれば加点として評価する。」を追加します。

実施要領
機器等調達仕様書
3 評価項目確認書
詳細仕様確認書

4-（2）1-2-3.必須項目
1-2-3.必須項目
1-2-3.必須項目

X線複数列検出器の体軸方向（Z方向）の検出器列数は64列以上であること。

クラス最小の0.5㎜撮影を可能とし、血管描出や 造影検査や整形検査等での高精細画像の出力整形領域などでの高精細画像の出力が可能な は必要かつ有用な機能と判断し、当項目に1場合の評価につきまして再考をお願い致しま 2-3-2.加点項目「最小撮影スライス厚が0.5㎜以す。
下であれば加点として評価する。」を追加します。

実施要領
機器等調達仕様書
評価項目確認書
4 詳細仕様確認書

4-（2）1-3-1.加点項目
1-3-1.加点項目
1-3-1.加点項目

X線管球の陽極物理熱容量は7.0MHU以上であ X線管球の陽極物理熱容量が5MHUであって 当項目は、有用な撮影効果を期待する仕様としれば加点として評価する。
も、管球負担軽減機構を有しているため、連続 ていますので、変更はありません。
検査は可能です。
また、管球の容量が大きいと一般的にランニングコストの増大が予想されますので、1-3-1.加点項目の再考をお願い致します。

実施要領
機器等調達仕様書
5 評価項目確認書
詳細仕様確認書

4-（2）1-3-3.加点項目
1-3-3.加点項目
1-3-3.加点項目

焦点サイズの大焦点が1.0mm×1.0mm以下であれば加点として評価する。

実施要領
機器等調達仕様書
6 評価項目確認書
詳細仕様確認書

4-（2）1-4-1.加点項目
1-4-1.加点項目
1-4-1.加点項目

X線管電圧は4種類以上の設定が可能であり、 高管電圧側は135kVを有しており、また、高管 当項目は、「X線管電圧は4種類以上の設定が最大140KV以上の出力が可能であれば加点と 電圧で画質改善が期待される金属アーチファク 可能であり、最大135KV以上の出力が可能であして評価する。
ト低減や、高体重患者においては、他技術でも れば加点として評価する。」に改めます。
対応可能となりますので、文言の再考をお願い致します。

実施要領
機器等調達仕様書
評価項目確認書
7 詳細仕様確認書

4-（2）1-5-3.加点項目
1-5-3.加点項目
1-5-3.加点項目

天井に３D DLカメラを搭載する場合は加点とし ガントリ内部にカメラを搭載し、簡便なポジショ 当項目では、天井からの３D DLカメラによるをて評価する。
ニング機構を有しており、また、天井に搭載する 搭載する場合、または、ガントリ内臓カメラを2台場合に比べ工事費や更新時の取り外し費用な 以上搭載する場合は、加点として評価する。」にどが削減できます。ガントリ内臓カメラの場合、 改めます。
CT装置の導入のみでカメラ機構が使用できますので、文言の再考をお願い致します。

小焦点にて1.0×1.0を有している場合には、1.0 当項目は、大焦点と小焦点それぞれの焦点サ×1.0以下の撮影が可能となりますので、文言 イズによる鮮鋭性を考慮しますので、変更はあの再考をお願い致します。
りません。

実施要領
機器等調達仕様書
評価項目確認書
詳細仕様確認書
機器等調達仕様書
評価項目確認書
8 詳細仕様確認書

4-（2）1-7-1.必須項目
1-7-1.必須項目
1-7-1.必須項目
1-7-1-1.加点項目
1-7-1-1.加点項目
1-7-1-1.加点項目

1-7-1.必須項目
逐次近似応用再構成とディープラーニングを応 1-7-1.必須項目は、各メーカーともに対応可能
逐次近似再構成法を応用した画像再構成機能 用した画像再構成は、現在、各メーカーともに な条件であることから、前提条件とするため、当を有すること。
搭載可能です。また、ディープラーニングを応用 項目の文言を「ディープラーニングを応用した画した画像再構成は評価も高く、将来を見越して 像再構成機能を有すること。」に改め、1-7-1-1.
1-7-1-1.加点項目も必須の技術ですので、1-7-1-1.加点項目は 加点項目「逐次近似法を応用した画像再構成逐次近似法を応用した画像再構成機能は10段 当然の要件とし、併せて1-7-1.必須項目におけ 機能は10段階以上または別途画像再構成方法
階以上または別途画像再構成方法でディープ る文言の再考をお願い致します。
でディープラーニングを応用した画像再構成技
ラーニングを応用した画像再構成技術を有して術を有している場合は加点として評価する。」をいる場合は加点として評価する。
削除します。
また、1-7-1-2.加点項目を、1-7-1-1に繰り上げます。

実施要領
機器等調達仕様書
評価項目確認書
9 詳細仕様確認書

4-（2）1-8-1.加点項目
1-8-1.加点項目
1-8-1.加点項目

512×512マトリックス画像再構成時間が、最速 512×512マトリックス画像再構成時間が、最速 画像再構成時間が早く、有用な機能と判断し、65枚以上であれば加点として評価する。
65枚以上は一般的であると考えます。また、画 当項目は、「512×512マトリックス画像再構成時像再構成が早いことでワークフロー改善が可能 間が、最速100枚／秒以上であれば加点としてとなりますので、文言中、画像再構成時間にお 評価する。」に改めます。
ける最速枚数／秒の再考をお願い致します。

実施要領
機器等調達仕様書
評価項目確認書
詳細仕様確認書
機器等調達仕様書
10 評価項目確認書
詳細仕様確認書

4-（2）1-8-7-1.加点項目
1-8-7-1.加点項目
1-8-7-1.加点項目
1-8-7-2.加点項目
1-8-7-2.加点項目
1-8-7-2.加点項目

1-8-7-1.加点項目
冠動脈の動きを抑制する動態解析アルゴリズ
ム機能を有している場合は加点として評価する。

実施要領
機器等調達仕様書
11 評価項目確認書
詳細仕様確認書

4-（2）2-1-2.必須項目
2-1-2.必須項目
2-1-2.必須項目

磁気ディスクは、画像データで1,000,000スライス以上の保存が可能であること。

実施要領
機器等調達仕様書
12 評価項目確認書
詳細仕様確認書

4-（2）2-1-3.必須項目
2-1-3.必須項目
2-1-3.必須項目

オプションソフトの同時アクセスクライアント数は 本体サーバWS＋クライアント2台＝3台同時アク 問題ありません。
3クライアント以上であること。
セスの提案でも可能でしょうか？この場合、クライアント2台は固定端末での使用、クライアント設定先を増やすことは不可能な仕様となります。

実施要領
機器等調達仕様書
13 評価項目確認書
詳細仕様確認書

4-（2）2-1-5.必須項目
2-1-5.必須項目
2-1-5.必須項目

三次元画像処理は1回のボリュームデータ計算 Weighted MIP機能を有しておりませんが、リア 問題ありません。
より、ボリュームレンダリング、最大値投影表
カットモードという処理を使用し、背景をカットす MIP表示が可能であり、代替機能として”リア示、最小値投影表示、総和値投影表示、ることで目的領域のMIP画像の高信号領域を見 カットモード”による対応を可能とします。
Weighted MIP表示が行えること。
やすくする処理は可能です。代替機能として提案することは可能でしょうか？

実施要領
機器等調達仕様書
14 評価項目確認書
詳細仕様確認書

4-（2）2-1-18.必須項目
2-1-18.必須項目
2-1-18.必須項目

体幹部の血管を自動的にトラッキングし、血管名をラベリングをする機能を有すること。

1-8-7-2.加点項目
冠動脈のみならず、心臓全体の動きを抑制する
動態解析アルゴリズム機能を有している場合は加点として評価する。

この2つの加点項目は、1つに纏めることが可能 1-8-7-1. 加点項目を 「心臓全体の動きおよであると思います。心臓検査では、1回の撮影 び、冠動脈の動きを抑制する動態解析アルゴリで心臓全体と冠動脈の両方を止めることが期 ズム機能を有している場合は、加点として評価待されますので、1-8-7-1.加点項目と1-8-7-2. する。」に改め、 1-8-7-2.加点項目を削除しま
加点項目の結合と文言の再考をお願い致しま す。
す。

CT画像1枚スライス当たり0.5MBと想定し、100 問題ありません。
万スライス＝0.5TB相当と考えてよろしいでしょうか？

体幹部の血管を自動トラッキングする機能を有 2-1-17.必須項目のMPR画像を構築する機能等しておりませんが、2-1-17.必須項目の機能を で、求める要件を満たすことができれば可能と代 替 機 能 と し て 提 案 す る こ と は 可 能 で し ょう します。
か？血管名のラベリングは手動入力にて対応可能です。