1-2

安全使用のための警告文

名

警 告
次の項目は、やけどや感 電などの人 身 事 故を防 止するためのものです 。本 器をご使用する際には必ずお守りください。
警 告MG1000/MG500
絶縁抵抗計

INSULATION RESISTANCE TESTER
取扱説明書

INSTRUCTION MANUAL
本社=東京都千代田区外神田2－4－4 電波ビル
郵便番号 =101-0021 電話 =東京（03）3253－4871㈹大阪営業所=大阪市浪速区恵美須西2－7－2
郵便番号 =556-0003 電話 =大阪（06）6631－7361㈹大豆インキを使用しています。

Dempa Bldg., 4-4 Sotokanda2-Chome, Chiyoda-Ku,Tokyo, Japan

08-1409 2040 6012

【1】安全に関する項目 ※はじめに必ずお読みください。
このたびはデジタル絶縁抵抗計MG1000, MG500をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使 用 前にはこの 取 扱 説 明 書をよくお 読 みいただき、正し
く安 全 にご使 用ください。そして 常 にご 覧 いた だけるように 製 品と一 緒 にして大 切に保管してください。
本文中の“警 告”の記載事項は、やけどや感電などの事故防止のため、必ずお守りください。

1-1

1 . 大 電 力または高 電 圧ラインでは使 用しないこと。
2 . AC 33 Vrms（46.7 Vpeak）またはDC 70 V以上の電圧は人体に危険ですので注意すること。
3 . 絶縁抵抗測定時は被測定物の電源を切り離すこと。
4 . 絶縁抵抗測定時は高電圧を発生するため感電に注意のこと。
5 . 感電事故防止のため、絶縁抵抗測定後は必ず被測定物に充電された高電圧を放 電 すること。
6 . 最大定格入力値（1-3 参照）を超える信号は入力しないこと。
7 . 最大定格入力値を超える場合があるため、誘起電圧、サージ電圧の発生する（ モータなど）ラインの 電 圧 測 定 はしないこと。
8 . 本 体 やテストリードに 損 傷 がある場 合 は 使 用しないこと。
9 . ケースまたは電 池 ふたを外した状 態では使 用しないこと。
10. 測 定 中 はテストリードの つ ばよりテストピン側を 持 たないこと。
11. 測 定 中は 他 のファンクションに 切り換えないこと。
12. 本 器または手が水などでぬれた状 態では使 用しないこと。
13. ヒューズは必ず指 定 定 格および仕 様のものを使 用すること。
14. アリゲータクリップは被 測 定 物の接 地 側 へ 先に接 続し、はずす 場 合は線 路側 のテストピンを先にはずしてから接 地 側をはず すこと。
15. 電 池 交 換およびヒューズ交 換を除く修 理・改 造は行わないこと。
16. 始業点検および年1回以上の点検は必ず行うこと。
17. 屋内で使用すること。
18. 強 力な電 磁 波を発 生するもの、帯 電しているものの近くでは使 用しないこと。
1 9. 腐 食 性ガスや爆 発 性ガスが発 生 する場 所では使 用しないでください。
注

警告マークなどの記号説明

本 器および『 取 扱 説 明 書 』に使用されている記 号と意 味について:安全に使用するための特に重要な事項を示します。
・警告文はやけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。
・注意文は本器を壊すおそれのあるお取扱や測定に対しての注意文です。
:高 電 圧が出 力されることがあり危 険なため触 れないでください。
:グランド:直流（DC）:交流（AC）:ヒューズ:二重絶縁または強化絶縁

1-3

過負荷保護

各ファンクション入力端子の最大定格入力値および過負荷保護を定めています。
ファンクションMΩ
V
4000 Ω40 Ω

保証書
ご氏名

様

ご住所型

名

MG1000/MG500

製造No.
この製品は厳密なる品質管理を経てお届けするものです。
本保証書は所定項目をご記入の上保管していただき、アフターサービスの際ご提出ください。
※本保証書は再発行はいたしませんので大切に保管してください。

〒TEL
保証期間
ご購入日

年月より 3 年間

本社=東京都千代田区外神田2－4－4・電波ビル
郵便番号 =101-0021・電話=東京（03）3253－4871（代）意

1 . 絶縁抵抗測定時、本器の測定端子には高電圧が発生しています。
耐 電 圧が、低かったり不 明の機 器 及び部 品（ 半 導 体など）の接 続されている電 路（ 回 路 ）では、破 損 防 止 上それ 等を電 路より外して測 定 することをお奨めします 。特にコンピュータ関 連 機 器の場 合 、注 意が必 要です 。
2 . 絶縁抵抗測定では、 被測定回路の使用電圧になるべく近い定格測定電圧の 絶 縁 抵 抗 計 で 測 定してください 。 例:200 Vの電路では定格測定電圧250 Vのレンジを用いる。
3 . 絶縁抵抗測定時、被測定回路に、静電容量成分が含まれている場合、測定値が安 定 するまでに、時 間が掛 かることがあります 。

最大定格入力値－
600 Vrms－－

過負荷保護
M Ωレンジは定格測定電圧の1.2倍以内
780 Vrms
600 Vrms
ヒューズ 0.5 A / 600 V

測定カテゴリ（過電圧カテゴリ）
測定カテゴリⅡ（CAT.Ⅱ）：コンセントに接続する電源コード付き機器の一次側電路。
測定カテゴリⅢ（CAT.Ⅲ）：直接分電盤から電気を取り込む機器の一次側および分岐部からコンセントまでの電路。
測定カテゴリⅣ（CAT.Ⅳ）：引き込み線から分電盤までの電路。

1. 取扱説明書と異なる不適当な取扱いまたは使用による故障
2. 当社サービスマン以外による不当な修理や改造に起因する故障
3. 火災水害などの天災を始め故障の原因が本計器以外の事由による故障
4. 電池の消耗による不動作
5. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
6. 本保証書は日本国において有効です。
This warranty is valid only within Japan.
年月日

・測定後も最後の表示値を自動でホールド・バックライト付液晶表示部
・自動放電機能（短絡時200 mA以上）
・40.00 Ω測定機能
・防塵防滴設計（IP54準拠）

交流電圧動作表示
数 値データのマイナス表 示
MΩ測 定ファンクション
測 定 電 圧 発 生 時に点 灯
被測定対象が約30 V以上充電されているとき点灯
V 測 定 ファンクション
入力が600 Vrms以上のとき点灯
直流電圧動作表示
オートパワーセーブモード時に点 灯
何も操 作をしない 状 態から約 30分 後に自動 的に電 源が切 れます 。
復 帰する場 合は、電 源をO F Fにし、再 度 必 要なファンクションに 設定します 。
この 機 能 を 解 除 する場 合 、バックライトボタンを押しながらファンクションスイッチをO F F から必 要なファンクションに 設 定します 。
＊オートパワーセーブ 時にも微 小な電 源 電 流が流 れています の で 測 定 が 終 わったら、必 ずファンクション
スイッチをO F F に 戻してください 。
データホールド時に点 灯
測 定ロック（ 連 続 測 定 電 圧 発 生 ）時に点 灯
0 Ωアジャスト時に点 灯
電池消耗警告表示
内 蔵 電 池 消 耗（約7.2 V以下）時に点灯。点滅または点灯したときは、新しい電池と交換してください。
単位部
対 数 式 バーグラフ
40 Ω測定ファンクションでは表示しません。

⑯体表示部⑱⑲⑳⑱⑲⑳212221⑫⑫①②⑰⑯⑮⑭③22232324⑪⑬⑩⑨ テストリード（TL-112a）

④⑧

未装着時
着脱式テストピンキャップ
未装着時：CAT. Ⅱ 1000 V
装着時：CAT. Ⅲ 600 V

着脱ねじ込み式
テストピンキャップ（ 回して取り外し）

テストピン

修理内容をご記入ください。

プラグ⑤※無償の認定は当社において行わせていただきます。

⑭⑮特長

・IEC61010に適合した安全設計
・MΩファンクションで 活 線 状 態 自 動
判別機能
・数値が大きく見易い表示器とアナログ感覚で読めるバーグラフ

本

保証期間中に正常な使用状態のもとで、万一故障が発生した場合には無償で修理いたします。
ただし下記事項に該当する場合は無償修理の対象から除外いたします。
記⑬

本器はCAT.Ⅲ600 V範囲内で、電線路と電気機器の絶縁抵抗測定用の直流絶縁抵抗計です。

2-2⑥⑦

つば24

【4】仕様
4-1 一般仕様
交流検波方式
液晶表示器
サンプ ルレート
レンジ切り換えオーバー表示ストラップ（ST-50）明

数 字と小 数 点⑰

2-1 用途説

EARTH端子/COM端子 接 地 端 子 / C O M 端 子で黒のアリゲータクリップを差し込みます。
路線端子/＋端子で赤のテストリードを差し込みます。
② LINE端子/＋端子③ 液晶表示部
数 値 、機 能 、電 圧 発 生 状 態を表 示します 。
M Ω測 定ファンクション
・ボタンを押しているときに 測 定 電 圧を発 生します 。
ボタンを放すと測 定 電 圧 発 生を停 止し被 測 定 物の自動放電を行い、最後の表示値をと共に液晶表示部にホールドします 。
・測 定ロックボタンでの 連 続 測 定 電 圧 発 生 時 にこのボタンを押 すと、測 定 電 圧が停 止し同 時に表 示 値がMEASUREボタン④
ホールドされ 、被 測 定 対 象 物が自動 放 電されます 。
（測定ボタン）40 Ω測 定ファンクション
・ボタンを 押して いるときに 測 定 をします 。ボタンを放すと測定電圧発生を停止し、最後の表示値をと共に液 晶 表 示 部にホールドします 。
・測 定 ロックボタンで の 連 続 測 定 時 にこのボタンを押すと、測定を停止し最後の表示値がホールドされます。
MΩ測 定ファンクション
2 秒以上ボタンを押すと“”表示と共に測定電圧を連続発生します。
測 定を終 了 するには 、測 定ロックボタンまたは 測 定ボ
タンを押し、測 定 電 圧 発 生が停 止し自動 放 電と表 示 値
LOCKボタンをと共に液 晶 表 示 部にホールドされます 。
⑤（ 測 定ロックボタン）
40 Ω測 定ファンクション
2 秒以上ボタンを押すと“”表示と共に連続測定ができます。
測 定を終 了 するには 、測 定ロックボタンまたは 測 定ボ
タンを押してください。測 定が停 止し表 示 値をと共に液 晶 表 示 部にホールドされます 。
ボタンを 押 す と 、バックライトが 点 灯 / 消 灯します 。
点 灯した後は10秒 後に自動で消 灯します。
LIGHTボタン⑥（ バックライトボタン ） ・MEASUREボタンを押し続けておこなうMΩ測 定 時に、LIGHT
ボタンを押すと測定電圧の発生を停止し、表示値をします。
40 Ω測 定 ファンクションで の 0 Ωアジャストと、最 大0 ΩADJボタン⑦ （ 0 Ωアジャストボタン）
MΩ測 定ファンクション切 替 時 に 使 用します 。
電 源 の O N / O F Fとファンクション切 替をします 。
電源スイッチ兼⑧ファンクションスイッチ
このスイッチをO F F の 位 置 にしないと、蓋 は 閉まりません 。
MΩ測 定ファンクション時 に 点 灯します 。測 定 電 圧 が⑨ RATING VOLTAGE
定格測定電圧以下になった場合、点滅します。
ランプ
入力がAC/DC 約30 V以上の場合に点灯します。活線⑩ ALARM ランプ
状 態 のチェック等に使 用できます 。
⑪ テストリード収 納 場所 テストリードとアリゲータクリップ 収 納 場 所 で す 。
ストラップ 取り付 け 部 で す 。
⑫ ストラップ掛【2】用途と特長【3】各部の名称と機能保証規定

称①

極性表示自動切換

平均値方式
4200 カウント
約2回/秒
オート
約4200以上でレンジアップ、約380以下でレンジダウン
数値部に“OL”を表示
電圧測定ファンクション: 約780 V以上
MΩ、4000 Ω、 40 Ω測 定ファンクション: 約 4200カウント以 上
マイナス入 力 時に“－”のみ 表 示

電池消耗警告使用環境条件
動作温度
保存温度

電池消耗（約7.7 V～7.2 V以下）時に、が点灯または点滅
高度2000 m以下・環境汚染度20 ℃～40 ℃ 湿度90 %RH以下－10 ℃～50 ℃, 70 %RH以下（電池を外した状態）

電源

R6P（単3形乾電池）1.5 V×6（MG500）
LR6（単3形アルカリ電池）1.5 V×6（MG1000）
MG500：約500回（マンガン乾電池にて）MG1000：約300回（アルカリ乾電池にて）連続測定回数※

EMC指令
製造年
寸法

IEC61010-1, IEC61010-2-030 IEC61010-2-033 CAT.Ⅲ 600 V
IEC61557-1/2/4, IEC60529-IP54, IEC61010-031
IEC61326
本体裏面シリアル番号の先頭２桁で西暦20＊＊年を示す
170（L）×142（W）×57（H）mm（突起部含まず）

質量
消費電力
付属品

約600 g（電池込み）
代表値 7 mA Vファンクション時
取扱説明書，テストリード（TL-112a），ストラップ（ST-50）

安全規格※5秒 ON/25秒 OFFにて

4-2

測定範囲および確度

温度：23±5 ℃ 湿度：45～75 %RH以下
外部磁界：なし、 電池電圧：電池有効範囲内
rdg（reading）：読み取り値 dgt（digit）：最終桁のカウント数
4-2-1 絶縁抵抗測定ファンクション（kΩ, MΩ）
無 負 荷 電 圧：定 格 電 圧の1～1 .2 5 倍
短 絡 電 流：2 mA以 下
活線状態チェック：30 V AC/DC以上でテスト不可、ブザー音とALARMランプ点灯
型式：MG1000定格測定電圧測定レンジ

中央値測

定

範

囲

確

度

250 V
（3 %rdg+4 dgt）
第1有効測定範囲 0.500～20.00 MΩ ±4.000 MΩ/40.00 MΩ 10 MΩ
0～0.499 MΩ
400.0 MΩ/4000 MΩ
第2有効測定範囲 20.01～4000 MΩ ±（5 %rdg+5 dgt）
第1有効測定範囲
500 V
4.000 MΩ/40.00 MΩ 100 MΩ
400.0 MΩ/4000 MΩ
第2有効測定範囲（3 %rdg+4 dgt）
1.000～500 MΩ ±0～0.999 MΩ
（5 %rdg+5 dgt）
501～4000 MΩ ±第1有効測定範囲 2.000～1000 MΩ ±（3 %rdg+4 dgt）
1000 V
4.000 MΩ/40.00 MΩ 100 MΩ
0～1.999 MΩ
400.0 MΩ/4000 MΩ
第2有効測定範囲 1001～4000 MΩ ±（5 %rdg+5 dgt）
定格電流1.0～1.2 mA（250 V@0.25 MΩ, 500 V@0.5 MΩ, 1000 V@1 MΩ）

型式：MG500
定格測定電圧測定レンジ

中央値

125 V
400.0 kΩ
1 MΩ4.000 MΩ/40.00 MΩ
400.0 MΩ/4000 MΩ
250 V
400.0 kΩ
10 MΩ4.000 MΩ/40.00 MΩ
400.0 MΩ/4000 MΩ

測定

範囲

確度

（3 %rdg+4 dgt）
第1有効測定範囲 20.0 kΩ～10.00 MΩ ±0～19.9 kΩ
（5 %rdg+5 dgt）
第2有効測定範囲 10.01～4000 MΩ ±（3 %rdg+4 dgt）
第1有効測定範囲 50.0 kΩ～20.00 MΩ ±0～49.9 kΩ
（5 %rdg+5 dgt）
第2有効測定範囲 20.01～4000 MΩ ±500 V
（3 %rdg+4 dgt）
第1有効測定範囲 100.0 kΩ～500 MΩ ±400.0 kΩ
100 MΩ
4.000 MΩ/40.00 MΩ
0～99.9 kΩ
（5 %rdg+5 dgt）
第2有効測定範囲 501～4000 MΩ ±400.0 MΩ/4000 MΩ
定格電流1.0～1.2 mA（125 V@0.125 MΩ, 250 V@0.25 MΩ, 500 V@0.5 MΩ）

備考
2000 MΩ以上の表示値のときは最下位桁を0に固定します。
※絶縁抵抗測定原理：
直流電圧を印加中に測定対象に流れる電流を検出し、［絶縁抵抗＝電圧／電流］で求めます。
動作不確かさ±30 ％以内（IEC規格で許容される最大値）
変動の影響要素「E1：姿勢、E2：供給電圧、E3：温度」

4-2-25-2電圧測定ファンクション（AC/DCV）

レンジ
AC/DC 600 V

分解能1V

確度
入力抵抗±（3 %rdg+2 dgt） 9 MΩ

最大過負荷保護780 Vrms

備考
ACVとDCVは自動判別式
感度：2 V以上
周波数特性：45 Hz～400 Hz
入力が≧30 V AC/DCのとき、ALARMランプが点灯
入力が600 Vrms以上のとき、“”とブザー音
最大780 Vまで表示
4-2-3

分解能
1Ω

確度
開放電圧±（3 %rdg+3 dgt） ≦3 V

外

確

観

過負荷保護
600 Vrms

ヒューズ

5-3

認

備考
ACVとDCVは自動判別式

警

告

注

5-5-2 測定方法
1 . ファンクションスイッチを4000 Ωにします。
2 . 被 測定対象物にテストリードをあてます。
3 . 表 示値を読み取ります。

5-4-2 測定方法
1. 被測定対象（回路）に接続します。
アース

活線の場合

OFFピーMΩ

MΩ

赤ランプ
点灯

もし被測定対象が活線状態（≧30 V AC/DC）の場合、表示器に電圧を表示しブザー音とALARMランプが点灯します。MEASUREボタンやLOCKボタンを押しても測定電圧を発生しません。被測定対象の電源を切ってから再度測定をしてください。

連続測定（LOCKボタン）
ピッ，ピッ，ピッMΩ

本体ケースの開き方/閉め方

緑ランプ
点灯/点滅

緑ランプ
点灯/点滅

2 秒以上押してはなす

MEASUREボタンを押している間、測定電圧を発生します。 とピッ，ピッ，ピッとブザーがなります。

LOCKボタンを2 秒以上押すと、連続で測定電圧を発生します。 、“”とピッ，ピッ，ピッとブザーがなります。

3. 測定終了

3.連続測定終了

5-6-2 測定方法
測定（MEASURE）ボタンを使用した方法
1 . ファンクションスイッチを4 0.0 0 Ωにします。
2 . テストリードをショートして測定ボタンを押し、表 示値が安定したらボタンを放します。表 示値がホールドされます。
3 . 0 ΩA DJボタンを押し、0.00 Ωに表示させます。このとき0 ΩA DJが点灯します。
4 . 被測定対象物にテストリードを接続し、測定ボタンを押します。
5 . 測定 終了は測定ボタンを放します。その際、最後の表 示値を自動でホールドします。
測定ロック（LOCK）ボタンを使用した方法
1 . ファンクションスイッチを40.00 Ωにします。
2 . テストリードをショートして測定ロックボタンを押します。
3 . 表 示値が安定したら0 ΩA DJボタンを押し、0.0 0 Ωに表 示させます。このとき0 ΩA DJが点灯します。
4 . 被測定対象物にテストリードを接続し、表示値を読み取ります。
5 . 測 定 終了は測 定ボタンまたは測 定ロックボタンを押します。その際、最後の表示値を自動でホールドします。
注意：測定時には多くの電流を流しますので、電池消耗にはご注意ください。
テストリードショート時の接触状態により0.0 0にならない場合もございます。

警告1 . この項目は安全上重要です。
本説明書をよく理解した上で管理を行ってください。
2 . 安全と確度維持のために1年に1回以上は校正、点検を行ってください。

6-1

保守点検

1）外 観：落 下などにより、外 観が壊れていないか？
2）テストリード：テストリードが 傷んだり、どこか の 箇 所 から芯 線 が 露 出していないか？
以上の項目に該当する場合はそのまま使用せず、修 理を依 頼してください。

6-2

校正・点検

詳細については三和電気計器（株）までお問い合わせください。項目7-3を参照。

6-3

保管について注

ファンクションスイッチをOFFの位置にしないとケースの蓋は閉じません。

MΩ

放す

押す
または押す

MEASUREボタンを放すと、測定電圧の発生を停止します。

MEASUREボタンかLOCKボタンを押すと、測定電圧の発生を停止します。

測定電圧発生を停止と同時に、最後の表示値を自動でホールド（被測定対象物（回路）の自動放電を行います。
被測定物（回路）の充電圧が30 V以下になると が消灯します。

意1 . 本体は揮発性溶剤に弱いため、シンナーやアルコールなどで拭かないこと。
2 . 本体は熱に弱いため、高熱を発するものの近くに置かないこと。
3 . 振動の多い場所や落下のおそれのある場所に保管しないこと。
4 . 直射日光や高熱、低温、多湿、結露のある場所での保管は避けること。
5 . 長期間使用しない場合は電池を必ず抜いて置くこと。

MΩ表示）し、警

告

1 . 入力端子に入力が加わった状態でリヤケースを外すと、感電のおそれがあるため、必ず入力が加わっていないことと、ファンクションスイッチがOFFになっていることを確認してから作業を行うこと。
2 . 交換用ヒューズは同定格のものを使用すること。ヒューズの代用品を用いたり、短絡したりすることは絶対にしないこと。
6-4-1

電池交換：R6P（単3形乾電池）1.5 V×6（MG500）
LR6（単3形アルカリ電池）1.5 V×6（MG1000）

備考

電池交換は電池極性にご注意ください。

6-4-2 ヒューズ交換
ヒューズ: 部品番号F1202 φ6.3×32 mm、0.5 A / 600 V、遮断容量20 kA

MΩ

押す

電池、ヒューズの交換

出荷時の電池について
工場出荷時に組み込まれている電池はモニター用電池です。よって寿命に満たないうちに切れることがあります。
モニター用電池とは製品の機能や性能をチェックするための電池のことです。

40 Ω 測定方法【6】保守管理について

2. 測定電圧発生
測定開始（MEASUREボタン）

6-4

5-6-1 測定に使用するボタン
測定：MEASUREボタンと0 ΩADJボタン
連続測定：LOCKボタン、0 ΩADJボタンとMEASUREボタン

使用する
ボタン

ピッ，ピッ，ピッ

5-1

測定方法

絶縁抵抗測定方法

意

1 . 絶縁抵抗の最高測定電圧ファンクションに設定する場合、0 ΩADJボタンを押しながらファンクションスイッチを回してください。その方法以外は表示器に”Err0”が表示され、MEASUREボタンやLOCKボタンを押しても電圧を出力されません。
2 . 被測定物が接地（アース）されているときには、通常接地側にアリゲータクリップ（EARTH） を、回路側へテストリード（LINE） を接続します｡（このように接続した方が、逆に接続した場合より一般に小さな値となる）
3 . 測定誤差を防止するため、LINE側に接続したテストリードは、被測定物や大地になるべく触れないようにして測定します。
4 . 絶縁抵抗は、温度や湿度によって大きく変化します。出力する電圧（測定電圧）によっても変化します。一般に温度、湿度、電圧がそれぞれ高い程、絶縁抵抗値は低くなります。
5 . 活線状態だと測定はできません。
6 . ヒューズが切れていると自動放電の時間が長くなるのでご注意ください。

抵抗測定 4000 Ω/導通チェック

5-5-1 測定に使用するボタン
ボタンは使用しません。

赤ランプ点灯5-4-1 測定に使用するボタン
測定：MEASUREボタン、0 ΩADJボタン（最高測定電圧ファンクション設定用）
連続測定：LOCKボタンとMEASUREボタン

1 . 5-2項の始業点検を必ず行うこと。
2 . 被測定物（回路）の電源を切り離してから測定すること。
3 . 測定後は必ず被測定物に充電された高電圧を自動放電すること｡
4 . 測定中はテストリードのつばよりテストピン側、アリゲータクリップの金属部分に手を触れないこと。
5 . 感電、電池消耗防止上、測定終了後は必ずファンクションスイッチをOFF位置にすること。

5-5

接地側 線路側（EARTH）（LINE）

5-4【5】測定方法

備考
1 . 測定の際、発振音が聞こえても故障ではありません。
2 . 自動でホールドされた表示値は、次の測定を始めるまで、または A P S 機能で電 源がOF Fになるまで 保 持されます。次の測 定を始めるとホールドは解 除され、現在の測定値を表示します。
3 . 機器の絶縁測定で測定箇所が不明なとき正確な測定をするために、それぞれの機器製造メーカーにお問い合わせください。

5-640.00 Ω
0.01 Ω to 40.00 Ω±（3 % +10 dgt）
（0 ΩADJ後）0.01 Ω
6 V（代表値）
200 mA以上（2.0 Ω以下）
ヒューズ保護（0.5 A/600 V）

備考
バーグラフは表示しません。

法

電圧測定方法40 Ω測定ファンクション（Ω）
表示
測定範囲
確度
分解能
開放電圧
短絡電流
保護

方

本体に破損がないことを確認する。
液晶表 示部右上にが消灯していることを確 認します。
が点 灯または点滅している場 合、すべての電 池を新しい電池に交換してください。
（6 - 4 -1項参照）
4000 Ω測 定ファクションでテストリードとアリゲータクリップをショートします。表 示 値 が 1 Ω以 下 になって いることを
確 認します。
“OL”表 示のときはテストリードの断 線と考えられるのでテストリードを交 換してください。
40 Ω測 定ファンクションでテストリードとアリゲータクリップをショートします。表 示値が約 0.05 Ω以下になっていることを確 認します。
“OL”表 示のときはヒューズの故 障と考えられるので新しいヒューズと交換してください。
（6 -4-2項参照）

テストリード

備考
約40 Ω未満でブザー入力が30 V AC/DC以上ブザー音とALARMランプ点灯
4-2-4

点検/確認

電池残量

4000Ω測定ファンクション / 導通ブザー（Ω）

レンジ
4000 Ω

始業点検

スペアヒューズ（別売）【7】アフターサービスについて
7-1

保証期間について本製品の保証期間は、お買い上げの日より 3 年間です。ただし、日本国内で購入し日本国内でご使用いただく場合に限ります。また、製品本体の確度および許容差は1年保証、製品付属の電池、ヒューズ、テストリード等は保証対象外とさせていただきます。

7-2

修理について

1）修理依頼の前に次の項目をご確認ください。
電池の容量、装着の極性。
テストリードの断線。
2）保証期間中の修理：保証書の記載内容によって修理させていただきます。
3）保証期間経過後の修理修理および輸送費用が製品価格より高くなる場合もありますので、事前にお問い合わせください。補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後6年間です。この保有期間を修理可能期間とさせていただきます。ただし、性能部品が製造中止などにより入手不可能になった場合は、保有期間が短くなる場合もあります。
4）修理品の送り先
製品（本体およびテストリード等の付属品を含む）の安全輸送のため、製品の5倍以上の容積の箱に入れ、十分なクッションを詰め、箱の表面に「修理品在中」と明記して送りください。輸送にかかる往復の送料は、お客様のご負担とさせていただきます。
［送り先］三和電気計器株式会社羽村工場サービス課〒205－8604 東京都羽村市神明台4－7－15
TEL（042）554－0113、FAX（042）555－9046
5）補修用ヒューズについて補修用ヒューズをお求めの場合は左記サービス課宛に、本器の機種名とヒューズの部品番号、サイズ、定格、商品番号、必要数量を明記して、ヒューズの代金と送料分の切手を同封してご注文ください。
部品番号
形状
定格
遮断容量単価
送料
F1202 φ6.3×32 mm 0.5 A /600 V 20 kA
430 円（税込） 120 円（10 本迄）
金額は2014年4月現在のもので消費税を含みます。

7-3

お問い合わせ先

三和電気計器株式会社本社： TEL（03）3253－4871 FAX（03）3251－7022
大阪営業所： TEL（06）6631－7361 FAX（06）6644－3249
製品についての：0120－51－3930
問い合わせ
受付時間9：30～12：00、13：00～17：00（土日祭日を除く）
ホームページ：http://www.sanwa-meter.co.jp