SPECIFICATIONS§１．概デ ジ タ ル 指 示 計

2011.12.6 改訂 Rev.3

MODELRoHS Compliant

ＤＬＳ−５０１１Ａ

要本器は台秤やタンク・ホッパースケール等での計量システムに最適な、ひずみゲージ式トランスデュー
サ専用の簡易型デジタル指示計で、オートゼロ(ＡＺ)、コンパレータ(1点)等の機能を備えている。
設定値変更はキー操作により容易に行える。なお、ＡＺ操作はワンタッチ操作が可能である。
使用電源はAC100Vの他、指定によりDC24Vが使用出来る。
センサ印加電圧は標準の5Vの他、指定により2.5Vの選択が可能である。

§２．仕△3様２−１．アナログおよびA/D変換部1). 入力感度

1μV/D以上(EXC=5V)、0.5μV/D以上(EXC=2.5V) [D:最小目]△ △2

3

1.0mV/V入力時、表示分解能：最大1/5,0002). 非直線性

±0.05％FS±1カウント△23). 温度特性 零点±0.01％FS/℃ (入力感度:1.0mV/Vに於いて)

感度±0.01％Reading/℃△24). 周波数特性

約1Hz(-3dB) (ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨﾙﾀ機能設定DF=4に於いて)

5). トランスデューサ電源(EXC)

DC5V±5％,60mA(標準)

DC2.5V±5％,30mA(オプション)△3(何れも350Ω型センサ4台または120Ω型センサ1台接続可能)
２−２．表示部1). 計量値表示
表示素子

LED 7セグメント4桁、赤色、文字高さ14mm

表示範囲±９９９９ (ゼロサプレス表示)

小数点任意桁に設定可能 (無し, , , )オーバー表示

全桁点滅
入力信号が-3.3mV/V以下と3.3mV/V以上、または表示値が4桁を超える場合はオーバー表示を行う。

単位kg

その他は付属単位シール貼り付けによる

種類：kg, g, t, kgf, tf, N, N･m, MPa, mm
kgf･cm, kgf･m, mmHg, kgf･cm２
サンプリング周期250msec. (4回／秒)

2). 動作表示
表示素子

LED、赤色、2個

表示内容

AZ(オートゼロ), SET POINT

東洋測器株式会社

Page

1／4

Spec No.

ＴＡ４-０００７８Ｄ△3SPECIFICATIONS
２−３．零点・感度調整△21). 零点調整

-2.8〜2.8mV/Vの入力信号にて調整可能。

(キー操作による)

2). 感度調整-3.0mV/V〜3.0mV/Vのスパン量にて調整可能。(キー操作による)※.初期風袋値(ゼロ点入力値)と最大計量値(スパン量)の合計が±3.3mV/Vを超えないこと

２−４．Ｉ／Ｏ部1). 操作スイッチ

５キー、各機能設定用(ITEM,NEXT,UP,ESC,ENTRY)

2). 制御用出力
①出力信号
②接点容量

リレーa接点出力1点 (電源OFF時、接点ブレイク)
DC 24V, 1A(抵抗負荷)(DCでの使用を推奨。ACで使用の場合、AC125V,0.5A,抵抗負荷)
２−５．各機能仕様
1). オートゼロ機能 (ＡＺ)
[AZ]キー操作により、現在の計量値を零にし、その点からの増減量を正味重量値として表示する。
本機能動作時[AZ]LEDが点灯。
計量値表示状態で[AZ]LED消灯中(AZﾘｾｯﾄ状態)に[AZ]キーを1秒間押すとAZ機能が動作する。
また[AZ]LED点灯中(AZ機能動作中)に[AZ.R]キーを1秒間押す事によりAZ機能がリセットされる。
2). プリセット風袋引き(固定風袋引き)機能.
プリセット風袋値をキーイン設定する事で、計量値から常に風袋値を減算した値を表示する。
(ゼロ点校正・スパン校正を行った場合、風袋値は０にリセットされる)
3). スケールディビジョン機能 (Ｓ．ＤＩＶ)
キー操作設定により、計量値の最小目盛(表示の送り数)を設定可能。
表示分解能以内で1、2、5、10が設定可能。(初期値=1)4). デジタルフィルタ機能 (ＤＦ)
DF設定回数の計量値の移動平均演算を行う。
平均回数設定OFF,2,4,8,16回(初期値=4 : DF=4の時、周波数特性fc=約1Hz)
5). キャルロック(スパン校正ロック)機能.
誤操作による感度設定変更を防ぐため、キー操作により感度(スパン)設定に関する変更操作を禁止する事が可能。(ロック中でもゼロ点の再校正は可能)
6). コンパレータ機能.
表示値に対して比較を行うコンパレータ機能で、1点の接点信号を出力する。またヒステリシス
幅設定が可能。
設定方法

キー操作による。

定量設定値

0〜9999

定量設定値の確認はLIまたはHIキーのワンタッチ操作にて可能。
ヒステリシス幅設定値

0〜

比較対象データ表示値に対して比較を行う。

東洋測器株式会社

Page

99 : 初期値=02／4

Spec No.

ＴＡ４-０００７８Ｄ△3

SPECIFICATIONS
比較モード①上限動作＋極性比較

計量値≧定量設定値②下限動作＋極性比較

計量値≦定量設定値③上限動作−極性比較−計量値≦−(定量設定値)

比較動作
２−６．総

下記3モードの接点ON条件より選択可能。

△1

サンプリング(250msec.)毎に行う。

合1). 停電対策(ﾒﾓﾘ内容のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ)

各設定データは不揮発性ﾒﾓﾘ(EEPROM)に書き込み。
(最大10万回)

2). 電源電圧

AC85〜132V、50/60Hz ：標準仕様
DC 20〜27V

2：オプション

3). 消費電力

約10VA4). 使用温度･湿度範囲-10〜＋40℃、20〜85％ R.H.

5). 取り付け方法

パネルマウント型

6). 質

約1kg量

△△2

§３．型式一覧、附属品
３−１．型 式
オプション装着は、弊社工場に於いてのみ可能。(工場出荷時オプション)
ＤＬＳ−５０１１Ａ−ＤＣ−ＥＸＣ２.５
デジタル指示計
電源
センサ印加電圧無記入：AC 85〜132V(標準)ＤＣ：DC 20〜27V (オプション)

無記入：5V(標準)ＥＸＣ２.５：2.5V(オプション)
３−２．附属品1). 取扱説明書

1部

2). 単位シール

1枚

東洋測器株式会社

Page

3／4

Spec No.

ＴＡ４-０００７８Ｄ△3SPECIFICATIONS§４．端子配列1). 本体端子台
7.62mmピッチ圧着端子用端子台
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

接 続 信 号
EXC+EXCSIG+SIGRY-a
RY-cE
AC100V
AC100V

ロードセル印加電圧 (＋)
ロードセル印加電圧 (−)
ロードセル信号入力 (＋)
ロードセル信号入力 (−)
リレー接点出力(ａ)リレー接点出力(ｃ)接地
電源(AC85〜132V)
電源(AC85〜132V)※.ＤＣ電源仕様(オプション)
8. DC24V
電源(DC +20〜+27V)
9.

0V

電源(0V)

適合端子台：幅6mm迄のM3用圧着端子2). 結線上の注意① ロードセルケーブルのシールドはリアパネルのM3ネジ(Shield)に接続② ロードセル(トランスデューサ)のケーブル配線色はメーカーによって異なるため、ロードセルに付属の試験成績表等により配線色を確認のこと。

§５．外形寸法

東洋測器株式会社

Page

4／4Spec No.

ＴＡ４-０００７８Ｄ△3