管理医療機器 歯科用象牙質接着材（歯科セラミックス用接着材料）（歯科金属用接着材料）（歯科用知覚過敏抑制材料）（歯科用シーリング・コーティング材）
医療機器認証番号：305ABBZX00012000

1 ス テップ 型 ボ ン ディン グ 材 の 一 歩 先 へ

多 用 途・高 接 着・塗 布 後 の 待 ち 時 間 なし
つ か い や す い 液 性 状と室 温 保 管 を 実 現
さら に 、ボ ン ディン グ 層 の『 質 』向 上 を 追 求効 率 的 な治 療 をアシスト
1液で９つの用途に対応● CR充填、レジンコア（直接法/間接法）● レジンセメントによる接着● 象牙質レジンコーティング

写真提供
上段左：田代歯科医院 田代浩史先生 上段右：東京医科歯科大学 畑山貴志先生
下段左：宮地歯科医院 宮地秀彦先生 下段右：トータル歯科東京青井 高橋真広先生など、様々な用途に対応します。

多用途ユース接 着 阻害 因子との 接 触によるリスクを低 減
歯 質 へ の 浸 透 性に優 れる技 術 の 採 用
塗布後の待ち時間なし● 接着阻害因子の例

により、塗布後の待ち時間なしを実現。
唾 液 の 多 い 下 顎 部や 長 時 間 開 口 が 困
難な小児・高齢者症例などでもスムーズな治療が行えます。

呼気滲出液

唾液

血液

小窩洞、広い面 積どちらにも塗布しやすい
つかいやすい液性状

ボンディング層の強化を目的にしたフィラーを含有しながらも塗布しやすい液性状を実現しました。前● 粘度の比較

歯部の小窩洞や臼歯部の広い窩洞のどちらにもスムーズな塗布が可能で、塗布後のエアーブローに2〜25 ℃室温保管可能

低粘度化

よる薄膜化もスムーズに行えるようになりました。

いろいろ使えるから 、いつも近くに組成の最適化により、室温保管が可能になりました。

クリアフィル ®
クリアフィル ®
ユニバーサルボンド ユニバーサルボンド
Quick ERQuick 2

効率的に治療の準備・治療後の片付けができます。
※従来と同様に冷蔵庫保管も可能です。

ADVANCED RAPID BOND TECHNOLOGY「塗布後の待ち時間なし」と「高接着」「強固なボンディング層」を両立する独自技術を採用。
1ステップ型ボンディング材では、１液で歯質の脱灰、歯質への浸透・拡散、硬化を行ないます。そのため、強固なボンディング層を獲得することが技術的な課題でした。
本製品では独自技術により、高い親水性と重合性を兼備することで、ボンディング層の「質」向上を実現しました。

脱灰エッチング

より詳細な
技術説明は
こちらから

硬化
浸透拡散

プライミング

ボンディング

ボンディング層の『質』の進化による接 着 信 頼性の向上
窩洞形状や塗布面積の違いによる影響を軽減し、薄膜・均一・強固なボンディング層を形成（MPa）

ボンディング 層 の SEM 画像

ボンド硬化物 の 強度

6040

コンポジットレジン

ボンディング層

薄 膜で均一200

歯質
クリアフィル ®
クリアフィル ®
ユニバーサルボンド ユニバーサルボンド
Quick 2
Quick ER（ TK100 B ）（ UBQ ）

クリアフィル ®
メガボンド® 2（ MBⅡ）

データ提供：徳島大学 保坂啓一先生
第159 回秋季日本歯科保存学会 演題 A7 ※括弧内が抄録上の表記です。
試験方法：あらかじめ用意したシリコンモールドに溶媒除去処理、脱泡処理を施したボンディング材を注入し光重合させ、UTS測定用ビーム状ボンド硬化体を作成。
24時間乾燥条件に保管しマイクロテンサイル法を用いて測定。

歯質10μmクリアフィルユニバーサルボンド Quick 2

約

コンポジットレジン

3 〜 5μm

10μm

クリアフィルユニバーサルボンド Quick ER

約5 〜10μm

データ測定：クラレノリタケデンタル株式会社

各使用ステップの概要 （ご使用に際しましては、必ず電子添文等をご確認ください。）
写真提供：田代歯科医院 田代浩史先生
塗布後の待ち時間なし● 光重合CR 充填修復 ※1

窩洞形成、充填準備
クリアフィルマジェスティ® ESフロー®

ボンド塗布、塗布後の待ち時間なし※95秒以上乾燥（弱〜中圧*）、光照射※10

CR充填 ※11・光照射 ※11,12

形態修正・研磨*バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥▲CR充填ステップの動画

Universal

写真提供：高輪歯科 加藤正治先生
塗布後の待ち時間なし● ポスト植立 ※2,3
● 支台築 造 ※2,3

根管形成、ポスト試適及び
ポストへのリン酸処理・シラン処理● 主な使用材料「クリアフィル® セラミック プライマー プラス」
「クリアフィル® ADファイバーポスト Ⅱ」

レジンコアの填入
ポストの植立・光照射 ※13

歯冠部の築盛、光照射 ※13
最終硬化・形成*バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥。余剰ボンドはペーパーポイント等で吸い取る

ポストの植立・支台築造ステップの動画▲

クリアフィル® DCコア
オートミックス® ONE

ボンド塗布、塗布後の待ち時間なし※95秒以上乾燥（弱〜中圧*）、光照射 ※10

写真提供：トータル歯科東京青井 高橋真広先生
塗布後の待ち時間なし

ボンドへの光照射不要● CAD/CAM冠の※4

セメント接着サンドブラスト・超音波洗浄 ※8

ボンド塗布、塗布後の待ち時間なし※95秒以上乾燥（弱〜中圧*）、光照射不要セメント塗布・装着
光照射 ※14・余剰セメント除去

SA ルーティング Multi

CAD/CAM冠のセメント接着
ステップの動画®

▲*バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥

最終硬化 ※14

写真提供：サウジ歯科クリニック 佐氏英介先生
塗布後の待ち時間なし※5

その 他 の 用 途● 窩洞のシーリング ※5● 知覚過敏の処置 ※6

ボンド塗布、塗布後の待ち時間なし※95秒以上乾燥（弱〜中圧*）、光照射 ※10

アルコール綿球等でボンド層表面の未重合層を確実に除去*バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥。余剰ボンドはペーパーポイント等で吸い取る※1 電子添文等の使用用途「光重合型の歯科充填用コンポジットレジンによる充填修復」※2 電子添文等の使用用途「デュアルキュア型又はセルフキュア型の歯科用支台築造材料、歯科用セメントによるポストの植立及び／又は支台築造」※3「クリアフィル DCコア オートミックス ONE」と併用時の歯面処理のみ ※4 電子添文等の使用用途「セメント接着における窩洞、及び支台歯の処理」※5 電子添文等の使用用途「間接修復法の前処理としての窩洞又は支台歯のシーリング・コーティング」※6
電子添文等の使用用途「知覚過敏の処置」※7 電子添文等の使用用途「露出根面等（実質欠損を殆ど含まない症状）の処置」※8 サンドブラスト処理後に試適した場合には、リン酸エッチング材等を電子添文等にしたがって処理し（リン酸エッチング材は5秒間処理）、水洗・乾燥を行います。歯科セラミックス用接着材料を適用することで、内面処理加算が可能です。※9 塗布後の待ち時間なしで、次の乾燥操作が可能です。※10 右ページ下部を参照ください。※11「クリアフィル マジェスティ ES フロー」の電子添文等を参照ください。※12 ご使用の光重合型CRの電子添文等を参照ください。※13「クリアフィル DCコア オートミックス ONE」の電子添文等を参照ください。※14「SA ルーティング Multi」の電子添文等を参照ください。

*レジン系の仮封材、仮着材を用いる場合は、コーティング面に接着する恐れがあるため、必ず歯科用分離材をご使用ください。歯科用分離材の使用方
法は、当該品の電子添文等にしたがってください。

象牙質レジンコーティングステップの動画※10 照射器と照射時間の関係
光量については各照射器の電子添文等をご確認ください。

分類

高出力LED照射器

光量1500 mW/cm² 以上

LED照射器800 〜 1400 mW/cm² 以上

ハロゲン照射器

400 mW/cm² 以上

照射時間5秒
10 秒▲● 露出根面の処置 ※7

支台歯形成「ペンキュアー 2000」の高出力モードの場合は3秒、標準モードは10秒（製造販売元：モリタ製作所）

歯面処理時間別牛歯せん断接着強さ（ 光重合型CRとの併用 ）エナメル質（MPa）

Universal

象牙質

30

単品

20
10

3本パック

0

LOW U・レジン充填材（各2.7g/1.5ml）…3本・付属品 ニードルチップ（N）（15個）
ニードルチップキャップ（15個）

0秒

3秒

10 秒

試験条件：
被着面：牛歯＃600研磨面
被着面積：φ2.38mm
照射器：ペンキュアー 2000標準モード
37℃水中24時間保管データ測定：クラレノリタケデンタル株式会社

より詳 細な

技術説明は

こちらから

牛歯象牙質せん断接着強さ（「クリアフィル DCコア オートミックス ONE」との併用）
（MPa）

30
単品

20

デンチン／ホワイト

100

3本パック

デンチン

クリアフィル
クリアフィルユニバーサルボンド Quick 2 ユニバーサルボンド Quick ER＋＋
クリアフィル DCコア
クリアフィル DCコア
オートミックス ONE
オートミックス ONE

試験条件：
被着面：牛歯#600研磨面、被着面積：φ2.38 mm
照射器：ペンキュア2000標準モード
37℃水中24時間保管データ測定：クラレノリタケデンタル株式会社

より詳 細な

技術説明は

こちらから

人歯せん断接着強さ（「 SA ルーティング Multi 」との併用 ）エナメル質（MPa）

30

オートミックス

象牙質

20

セット品

10

ユニバーサル バリューキット
単品

0

ユニバーサル / ホワイト / トランスルーセント

単品

ハンドミックス

試験条件：

SA ルーティング Multi＋クリアフィル
ユニバーサルボンド Quick 2

被着面：牛歯#600研磨面、被着面積：φ2.38 mm
照射器：ペンキュア2000標準モード
37℃水中24時間保管データ測定：クラレノリタケデンタル株式会社

セット品

ユニバーサル バリューキット
単品

ユニバーサル / ホワイト / トランスルーセント

1

薄くなりやすい窩洞隅角部（凸面）、液だまりしやすい窩洞隅角部（凹面）に対して、エアーブローにより薄膜で均一なボンディング層を形成します。
3〜4mm

13 mm

34クリアフィル
ユニバーサルボンド
Quick 2

1.5〜2mm

歯質3クリアフィル
マジェスティ
ES フロー窩底部

隅角部（凸角）クリアフィルユニバーサルボンド
Quick 210μm4クリアフィル
ユニバーサルボンド Quick 2

隅角部（凹角）クリアフィルユニバーサルボンド
Quick 2

イメージ図

階段状窩洞を形成し、「 クリアフィル ユニバーサルボンド Quick 2 」による接着処理後、「 クリアフィル マジェスティ ES フロー 」を充填技術説明は10μm

22窩壁部

1.5 mmクリアフィルユニバーサルボンド
Quick 2より詳 細な
こちらから

セット品

薄膜・均一 ・強固なボンディング層

クリアフィルマジェスティ
ES フロー

SA ルーティング Multi

10μm10μm

データ測定：クラレノリタケデンタル株式会社

クラレノリタケデンタル（株）測定（条件により数値は異なります）

塗布後の待ち時間なし

フリップトップ
キャップ ※1

被 膜 厚さフッ素徐放性採取後3−5 µm

フッ化ナトリウム分間使用可能※3約（約1 -３µm）※２※1 ワンタッチ開閉できる容器※２ 象牙質レジンコーティングなどボンド硬化後にアルコール綿球で未重合層を除去した場合

配合

7※3 遮光下(25℃)、容器内/採取後の相分離なし○ 製品情報から使い方まで、WEBサイトに様々な情報を掲載！
オンライン版
早わかりフローチャートはこちら

特設サイトはこちら

容器の開発秘話も紹介どんな特長が？

管理医療機器 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料）(歯科金属用接着材料）(歯科用知覚過敏抑制材料）(歯科用シーリング・コーティング材)
医療機器認証番号：305ABBZX00012000

単品

Wパック

ボンド（5mL）

ボンド（5mL）× 2個

関連製品

クリアフィル セラミック プライマー プラス

クリアフィル AD ファイバーポストⅡ

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料（歯科金属用接着材料)
医療機器認証番号：226ABBZX00105000

管理医療機器 歯科根管用ポスト成型品 医療機器認証番号：301ABBZX00019000

単品

単品

4mL ×1個

・歯科用ポスト 10本（ No.2, No.3, No.4, No.5, No.6 ）カタナ クリーナー

・歯科用ポスト 30本（ No.2, No.3, No.4, No.5, No.6 ）管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料（歯科金属用接着材料）（歯面処理材）
医療機器認証番号：301ABBZX00015000
単品

4mL ×1個●印刷のため、現品と色調が異なることがあります。 ●仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。 ●ご使用に際しましては電子添文等を必ずお読み下さい。
（歯科金属用接着材料）（歯科用知覚過敏抑制材料）（歯科用シーリング・コーティング材） 医療機器認証番号：228ABBZX00065000●クリアフィル ユニバーサルボンド Quick ER 管理医療機器 歯科用象牙質接着材（歯科セラミックス用接着材料）●クリアフィル メガボンド 2 管理医療機器 歯科用象牙質接着材（歯科セラミックス用接着材料）（歯科金属用接着材料）（歯科用知覚過敏抑制材料） 医療機器承認番号：227ABBZX00114000

お問い合わせ平日 10：00 〜17：00〒100 - 0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー［ 製造販売元 ］クラレノリタケデンタル株式会社〒959 -2653 新潟県胎内市倉敷町2- 28

クラレノリタケデンタル
公式アプリのダウンロード

クラレノリタケデンタル
LINE 公式アカウント推奨 OS バージョン iOS14.0 以上 /Android 9.0 以上友だち追加はこちらから［ 販売 ］株式会社モリタ〒564 - 8650 大阪府吹田市垂水町 3 -33-18
お客様相談センター：0800-222 -8020〈医療従事者様向窓口〉

最新情報配信中！

・「クリアフィル」、「メガボンド」、「MDP」、「マジェスティ」、「SA ルーティング」
及び「オートミックス」
は株式会社クラレの登録商標です。
・「カタナ｣は株式会社ノリタケカンパニーリミテドの登録商標です。
T843- 01 05/2024