38藻 類 第24巻 第 1号 昭 和 51年 3月

ノート
津村孝平:珪藻の被殻の条線数の測定法

Kohei TSUMURA: How tomeasure thenumberot thestriaeona diatom.
珪藻の被殻にある微細な条線や網目が 10μmの問に何本または何個あるかは珪藻の種

hr.G. EHRENBERG (1795類を記載するのに大概付記されていることである。これは C‑
1876)が，これらの微細彫刻は同一種では個体による変異が余り著るしくなくて(僅少の変異はあるが， その変異の幅が小さいというという意味). ほダ一定しているとし/100ライン (=22.56μm)の長さの間にある条線や縞固などの数を種類てバリ一式の 1の記載に付記したことに始まったのである(1835年以後用いられている)。
加0年代に既に著名な珪藻研究者からもいろいろの異論や異った実例
これに対しては 1の報告もあって，この条線などの数を余り に厳密に種類の識別形質にとりあげることはいさ』か問題もあることではあるが，それらの微細彫刻が大体どのくらいの粗らさに存在するかということは種類を識別する上にかなり参考になることだけは事実である。
現在では初めに書いたように 10μmの間にある数を記載することになっていることは勿論であるが，実物を鏡検したま』で直ちにその数を測定することは実際にやってみると仲々容易ではない。しかしその方法については指導を記したものが最近は見当らないように思う。これについては H
enriVANHEURCK(
1838‑1909)が そ の 著 書 <<TheMicroscope))(1893)に移動測微計接眼鏡の説明のところにWiththismicrometerexcessivelysmallobjectscanbem
easured;itconsequentlyprov
idesveryvaluablemeansofmeasuringt
henumbero
fthestriaeonadiatomi
nagiv
enspace"と簡単に付記しである。この著者 VANHEURCK は珪穫の重要文献 <<SynopsisdesDia.

<TheMicroscope))の中にも珪藻のatomeesdeBelgiquey.を書いた人でもあるので. <鏡検に参考になることがかな P書かれてあり，また Amphipleurapellucida(最も条線が細密な珪藻)を Realgar(屈折率 2.
4) でフリントガラス(屈折率1.72) のカパーとスライドでマウントしたものを Z
eiss製のー臭化ナフタリン浸対物鏡と集光器(いずれ∞も関口数 1.
6)に単色光(多分 4800Aらしい)を用いた 3 0倍の顕微鏡写真などを掲げ

890年にはている。また私は外国のある顕微鏡雑誌で読んだことだが VanHEURCKは 1沃化メチレン浸対物鏡(関口数1.7)の製作を Zeissに推進させていたとのことである(たばし，これは実現しなかった)。
さて移動測微計接眼鏡の機構や原理はみな同一であるが，製品は各発売会社によって目盛の仕方などが多少異っている。この程度の器具は発売元が自社の工場で作っているとは限らず下請工場に作らせていることが多いので各発売元のがみなオリジナルな構造や目盛をしているとは限らない。国産のは大体 2穏あるようで，それをどこで作っているかも大体は知っているが，余りそれに立ち入ったことはここには述べたくない。この‑38ー津村:珪藻の被殻の条線数39接眼鏡で珪藻の条線などの数えかただけを書いて置こう。
移動測微計接眼鏡の内部には普通の接眼ミクロメーターよりももっと粗らい目盛のミクロメーターが内蔵されていて，それと直交する縦線があって，外部の側方にあるノプを回わすと，この縦線が移動し，移動量がノプの根元の目盛によって内蔵ミクロメーター(普通の接娘ミクロメーターよりも粗らい)の 1コマの中が 1/100まで読みとれるようになっている。もち論これらの目盛は使用する対物鏡や器械的鏡筒長によって対物ミクロメーターの目盛との比価が異るから，それは各自でしらべなければならない。条線などの本数を数えるには要するに鏡検して 10μmの長さの間にある条線などをノブを回わして縦線によって 1本ずつ指しながら数えるだけのことだが実は 10μmのところが内蔵ミクロメーターの目盛のいずれかと正しく一致するのではないから， 10μmのところを正確に知ろうとするにはその端数はノプの根元の目盛を見なければならぬが，細密な条線を数えるには相当入念に視野の方を熟視しなければならぬから，ノブの根元の目盛が 10μmに該当するところへ来たことを知ることができない。そこでちょっとした工夫を必要とする。それは内蔵ミクロメーターの 1コマの聞が何 μmに該当するかを算出して，なるべく 10μmに近いコマ数の中にある条線などを縦線を動かしながら 1本ずつ指して数え(こうすればノブの根元の目盛を気にする必要がない)，それを 10μmの本数に換算するのである。具体的に言うと，私の使っている移動測微計接眼鏡は私の顕微鏡ボデーに 100倍対物鏡と共に使うと対物ミクロメーターの 60μmが内蔵ミクロメーター7のコマに一致する。依て 7:60=1:xで， x=8.5714(μm)でこれが 1コマの値である。
それで 10+8.57=1.16で 10μmは1.16コマに該当することが算出できる。そこで縦線を動かして一応対物ミクロメーターの 10μmのところへ正確に一致させてノプの根元の目盛を読んで，この計算の通り 1.
16になっているかを確かめておく。実際に条線の数を測定するには，この 1コマの中にある条線を縦線を動かしながら 1本ずつ指して数え，.
16倍すれば 10μmの長さの聞にある条線数に換算できるから，ノプの根元のその数を 1目盛を読む必要はなくなる。

mphipleurapellucidaの条線 (10μmに 36‑40本)を数えてみると，
この方法で A
この条線は特に細密であるから，数えるのに特に困難な珪藻であるが慎重にやれば数え得る。移動測微計接眼鏡は通常のは 10倍であるが，一般の珪藻の条線の測定には 10
傍で倍であると数えやすいので，例充分であるけれども上記のように細密な場合には 15‑20
えばこの接眼鏡の上に臨時に補助レンズを載せて 15‑20倍として使える方法はないかと思って，この接眼鏡の構造および構成レンズの焦点距離をしらべてみたが，これはラムスデン接眼鏡であるから焦点距離の略ぽ等しい 2枚の凸レンズを 1枚の凸レンズの焦点距離だけの間隔をもって組合せたもので，内蔵のミクロメーターの目盛は下方のレンズ面に刻印されているらしいから，これでは簡単に補助レンズを加えようがない。もし器械的鏡筒長を伸縮できる顕微鏡なら像は多少悪くなるが鏡筒長を最大限に伸長して使う
‑ 39ー

40

藻 類 第24巻 第 1号 昭 和 51年 3月のも一法である。

eissが一時公表していた LAU博士のダブル顕微鏡と大体同様の原理によって，私は Z
A.pellucidaの条線が 5mmに 4本ぐらいに見えるものを臨時に組立て』て実験してみたが，ある場合には充分に実用になることを経験している。しかしそれを実施できるよ
菜類そうに書くにはいろいろの光学的説明が多くなって，そこまで書く紙面もないし， iのものから余りにかけ離れた説明になるので，ここには省略するが，珪藻の研究には顕微鏡の効果的な扱い方が成果にかなり影響して来ると言うことだけを付記して置く。
(神奈川県立外語短期大学)

学会録事山田幸男博士追悼号の原稿募集について
さきに「渓類 J23巻 4号でお知らせ致しましたように，日本藻類学会名誉会長，故山田幸男博士の多年にわたる藻類学会への貢献を記念するために，本誌25巻の特別号とし0
年11月 1日の総会において決定され，て「山田幸男博士追悼号」を発刊することが昭和5その刊行実行委員会が設けられました。会員の多くの方々の寄稿をお願いします。
菜類に関する原著論文，総説など(和文・欧文のいずれにでも可)と追悼号の内容は Eし，図・表・摘要・文献を含めて印刷 6頁を限度とします。その他原稿作製上の注意は
藻類23
巻 1号の投稿の注意に準じますが，別刷費用はすべて著者負担とします。発刊予2年 8月，原稿締切は昭和51年10月31日です。なお寄稿御希望の方は経費の見定は昭和5
積り等準備の都合もありますので，論文の表題(あるいは寄稿の意志だけでも結構です)を前以て刊す実行委員会へお知らせ下さい。

IJとし，すべて会員その他の方々の寄付
この追悼号の発行経費は学会の一般会計とは Zによってまかなわれます。この件については費用の見積りが出来た後に改めてお願いする予定です。
連絡および原稿送付先
植物学教室内〒060札幌市北区北 10条西 8丁目

山田幸男博士追悼号刊行実行委員会

北海道大学理学部委員長黒木宗尚

会費納入についてのお願い

1. 先般，本誌 24巻 4号 (165頁)でお知らせしましたように，今年度から普通会員会∞

費は 3000円(学生会員は半額)，外国会員会費は 4 0円，団体会員(大学・研究所・図000円になりました。
書館や書唐などの企業体)は42. 会費は前納制になっております。なるべく早自に，必ず振替で送金して下さい。
‑40ー