W-208-155

取扱説明書

配電盤用電力計
角形計器
PWK シリーズ
横長形計器 LWK シリーズ

W-208-155

このたびは、当社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品を正しく取り扱っていただくために必要な事項について記載されていますので、ご使用の前に必ずお読みください。

安全上のご注意 使用環境及び使用条件
下記の条件を満たす場所でご使用ください。これ以外のご使用条件では、誤動作や故障、寿命低下につながることがあります。
 周囲温度-10～+55℃、湿度 25～85％RH の範囲内の場所
 ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所 (腐食性ガス：SO2 / H2S など)
 振動や衝撃のない場所
 外来ノイズの少ない場所
 標高 2000m 以下の場所
 屋外盤での使用条件
屋外盤で使用する場合、下記の事項にご注意ください。
 本製品は、防塵，防水，防滴構造ではありません。塵埃の発生する場所は避け、雨や水滴が直接当たらない場所に設置してください。
 直接日光が当たる場所には設置しないでください。本計器に直射日光が当たりますと目盛や捺印が変色することがあります。また、表面温度上昇によりカバーの変形が起こることがあります。
 取付・接続取付や配線を行うときは取扱説明書を参照のうえ、下記注意事項を守り専門技術を有する人が行ってください。
 結線は結線図を確認のうえ、行ってください。不適切な結線は機器の故障や焼損、火災の原因となります。
 活線作業は禁止してください。感電・機器の故障・焼損・火災・ガスなど爆発の原因となり大変危険です。
 通電電流に適したサイズの電線を使用してください。不適切な電線の使用は火災の恐れがあります。
 ねじの締付け後、締付け忘れがないことを確認してください。緩んだ状態は火災、誤動作の原因となります。

 保守・点検 通電中の点検は、危険ですので行わないでください。
 定期点検における交換部品はありません。
 清掃する場合、乾いた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。(指示計器はカバーに帯電防止処理が施されています。強く擦りますと帯電防止剤が落ちますのでご注意ください。)
アルコールなどの有機溶剤や化学薬品、クリーナーなどは使用しないでください。
 ケミカルストレスクラック（樹脂割れ）にご注意ください。
本製品はプラスチック部品を使用しています。プラスチックの表面に洗浄成分の化学薬品（有機溶剤や界面活性剤など）や油脂（植物油やオイル・グリースなど）が付着しますと、ケミカルストレスクラック（樹脂割れ）の原因になりますのでご注意ください。
 保管
長期間保管する場合は、下記のような場所で保管してください。
 周囲温度-20～+70℃の範囲内の場所
 日平均温度が 40℃を超えない場所
 ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所
 振動や衝撃のない場所
 故障時の処置
故障の場合は原則、現品を引き取り修理することになります。
 廃棄
本製品を燃やしますと、環境に悪影響を与えます。本製品を廃棄する場合は産業廃棄物（不燃ゴミ）としてください。
本製品には水銀部品、ニッカド電池は使用していません。
 保証期間保証期間はご注文主のご指定場所に納入後一年と致します。

1

W-208-155目

次

安全上のご注意 ･･･････････････････････････････････････････････････････････

1

1. 製品概要 ･･････････････････････････････････････････････････････････････

3

1.1 特長 ････････････････････････････････････････････････････････････････

3

1.2 機種概要 ････････････････････････････････････････････････････････････

3

2. 取付
2.1 外形寸法図 ･･････････････････････････････････････････････････････････

4

2.2 設置条件 ････････････････････････････････････････････････････････････

6

2.2.1

設置条件に関する事項

2.2.2

使用条件に関する事項

2.3 取付方法 ････････････････････････････････････････････････････････････

6

3. 結線 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

7

4. 校正 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

8

5. 仕様
5.1 定格 ････････････････････････････････････････････････････････････････

8

5.2 標準仕様 ････････････････････････････････････････････････････････････

8

5.3 特殊仕様 ････････････････････････････････････････････････････････････

92

W-208-155

1. 製品概要
本製品は動作原理にトランスデューサ形を用いた角形及び横長形の電力計です。
パネルカット寸法は JIS C 1103 に準拠し、機種も各種大きさに合わせ揃えてあります。
また、性能は JIS C 1102-1：2007 規格に満足する、信頼の高い指示計器です。
過度の環境条件下における使用については、耐寒仕様及び熱帯仕様などの処理を施した製品を製作していますので、寒冷帯や熱帯地方への輸出機器用計器としても、ご使用いただける指示計器です。

1.1

特長
 パネルスペースに応じて最適な機種をお選びいただけます。
 両振れ計器、刃形指針計器もご指定により製作します。

1.2

機種概要
PK シリーズ（角形計器）

Ｐ Ｗ Ｋ － (1) (2) Ｃ (3) － (4)LK シリーズ（横長形計器） Ｌ Ｗ Ｋ － (1) (2) Ｃ (3) － (4)(1) 形状
記号1201008060

PWK (角形計器)
正面寸法
胴径120×120110φ
100×10085φ80× 8065φ60× 6052φ(2) 構造
記号なしN

取付ねじ
M5×15mm
M4×15mm
M3×10mm
M3×10mm

記号12108

LWK（横長形計器）
正面寸法
胴径120×100
85φ
100× 8365φ
80× 6752φ(3) 特殊仕様
構造
トランスデューサ付属
トランスデューサ一体形

記号なし
H特殊仕様
標準仕様
SCR 波形入力用取付ねじ
M4×15mm
M3×10mm
M3×10mm(4) 回路の種類
記号12133334

回路
単相 2 線単相 3 線
三相 3 線
三相 4 線

形名一覧 (トランスデューサ一体形)
PK シリーズ
PWK-120NC-12
PWK-100NC-12
PWK-120NC-13
PWK-100NC-13
PWK-120NC-33
PWK-100NC-33
PWK-120NC-34
PWK-100NC-34

LK シリーズ
LWK-12NC-12
LWK-12NC-13
LWK-12NC-33
LWK-12NC-34

形名一覧 (トランスデューサ付属)
PK シリーズ
PWK-80C-12
PWK-60C-12
PWK-80C-13
PWK-60C-13
PWK-80C-33
PWK-60C-33
PWK-80C-34
PWK-60C-34

LK シリーズ
LWK-10C-12
LWK-8C-12
LWK-10C-13
LWK-8C-13
LWK-10C-33
LWK-8C-33
LWK-10C-34
LWK-8C-34

付属トランスデューサ
WT-62M-12
WT-83M-13
WT-83M-33
WT-83M-34<注意> SCR 波形（ひずみ波形）入力用は、形名に"H"が付きます。(例：PWK-120NCH-12，PWK-80CH-12)
また、補助電源が必要となりますので、ご注文時に補助電源（AC110V 又は AC220V）をご指定ください。
なお、三相 4 線は製作できません。

3W-208-155

2. 取付
外形寸法図 PWK-120NC，PWK-100NC
CDB

15A

B

A2-G1

A±0.5

A±0.5

F12-G2

M4ネジ
パネルカット形名
PWK-120NC
PWK-100NC

A10080B
123100C
2016D
145.5135

F1φ110φ85

F2φ112 穴
φ87 穴

G1M5 ネジM4 ネジ

G2φ7 穴φ5.5 穴 PWK-80C，PWK-60C
B

DA
A±0.5＋－A

K

35.5+0 0F22-G1

形名
PWK-80C
PWK-60CA±0.5

2-M4ネジ

E

B

CF12.12-G2

パネルカットA
6448B
80
60C14.514.5

D29.529.5E1010＊ 端子カバーはオプションとなります。

4F1φ65φ52F2φ67 穴
φ54 穴

G1M3 ネジM3 ネジ

G2φ4 穴
φ4 穴

K06

W-208-155

 LWK-12NC
120145.5502-M4ネジ

5050±0.345151005穴
φ8735

φ85

50±0.335±0.3 45±0.3

162-φ5.5穴

M4ネジ

パネルカット LWK-10C/LWK-8C
DCB

EA

2-G1

A

A±0.3

A±0.3

A1±0.3+0B1－.50F2A2

F1＋A1

K

2-M4ネジ

2-G235形名
LWK-10C
LWK-8CA
4032

A13729.5A22718.5B
10080

B183
67

パネルカットC1414D29.529.5E1010F1φ65φ52F2φ67 穴
φ54 穴

G1M3 ネジM3 ネジ

G2φ4 穴
φ4 穴

K
55.5

 付属トランスデューサ
WT-62M-12

WT-83M-13，WT-83M-33，WT-83M-34

60
4.5

103

110

92

586-M4ネジ

130
M4ネジ

7.5

3.56調整VR＊ 端子カバーはオプションです。

529

R3120

92

BIAS MAX.

110

4120

63110

5292

1

W-208-155

2.2

設置条件

2.2.1

設置条件に関する事項
 屋内使用としてください。
 設置高度は 2000m 以下としてください。
 使用温度範囲-10～+55℃、1 日の平均温度は 40℃以下としてください。
 測定回路の測定カテゴリⅢ
 汚染度２JIS C 1010-1：2005 (配電盤等の測定回路で使用する場合のカテゴリ)

JIS C 1010-1：2005 (通常、非導電性の汚染だけが発生する環境)

 設置については、強磁性体(鉄)又は非磁性体金属パネルに取付けてください。
 絶縁は基礎絶縁です。
 屋外盤で使用する場合、次の事項にご注意ください。
① 本計器は、防塵，防水，防滴構造ではありません。
塵埃の発生する場所は避け、雨，水滴が直接当たらない場所に設置してください。
② 直接日光が当たる場所には設置しないでください。本計器に直射日光が当たりますと目盛や捺印が変色することがあります。また、表面温度上昇によりカバーの変形が起こることがあります。
 取付けに関する事項① 安全のために取付けは電気工事、電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。
② 主電源に直接接続する場合には、外部に適切なヒューズを設置してください。
③ パネルへの取付ねじは、適切な工具によりねじサイズ、材質に適したトルクで締付けてください。
推奨締付けトルク M3 ねじ：0.5～0.6N･m、M4 ねじ：1.0～1.3N･m、M5 ねじ：2.0～2.5N･m
 配線に関する事項① 活線作業は禁止してください。
② 配線は、結線図を十分に確認のうえ、行ってください。
③ 配線には、電気量と端子サイズに合った圧着端子、工具などをご使用ください。
④ 端子ねじは、適切な工具によりねじサイズに適合したトルクで締付けてください。
推奨締付けトルク M3 ねじ：0.5～0.6N･m、M4 ねじ：1.0～1.3N･m、M5 ねじ：2.0～2.5N･m⑤ 配線作業終了後に端子カバーを安全のために必ず取付けてください。
⑥ 変流器(CT)との組み合わせ計器は、正しく CT 二次側端子を接続してください。CT の誤配線又は CT 二次側の開放は CT の二次側に高電圧が発生し、CT の故障、焼損、火災の原因となります。
2.2.2

使用条件に関する事項
 操作者が触れてよい部分は、パネルに取付けた指示計器の前面のみです。
 製品に異常が生じた場合は、電源及び入力を止め、使用を中止し、弊社までご連絡ください。
 管理指針付の場合、管理指針の設定は目盛の範囲内としてください。
設定用ねじを、最小又は最大の目盛値を超えて回すと、指針の故障の原因となります。

2.3

取付方法
(1) パネルカットは、外形寸法図を参照してください。
(2) 取付パネルは、十分丈夫な板（盤）を使用してください。
(取付パネルの厚さ：PWK-120NC / PWK-100NC / LWK-12NC：10mm 以下、PWK-80C / PWK-60C / LWK-10C / LWK-8C：6mm 以下)(3) 盤表面より本計器を差込、盤裏面より付属ナットを用いて盤にしっかりと固定してください。
(ナットの締付けトルク M3：0.5～0.6N･m，M4：1.0～1.3N･m，M5：2.0～2.5N･m)(4) 付属品（WT-62M-12 又は WT-83M-□）は盤裏設置ですので、外形寸法図を参照のうえ、ねじなどでパネルに固定します。
<注意> 取付時に振動や衝撃を与えますと故障の原因となります。注意して取付けてください。

6W-208-155

3. 結線
外部結線は結線図を参照のうえ、正しく結線してください。
PWK-120NC-12，PWK-100NC-12
LWK-12NC-12
K

12CT

PWK-120NC-(13,33)，PWK-100NC-(13,33)
LWK-12NC-(13,33)

LLOAD

K
V

U

V

U

VT

CT

K

123

PWK-120NC-34，PWK-100NC-34
LWK-12NC-34

L
LOAD

L

V

U

K

1230K
K

VT

V

U

CT

L

L

L

LOAD

V

U

VT

P1 P2
1S 1L

P1 P2 P3
1S 1L (P0) 3S 3L

PWK-80C-12，PWK-60C-12
LWK-10C-12，LWK-8C-12(WT-62M-12 外付)
K12

PWK-80C-(13,33)，PWK-60C-(13,33)
LWK-10C-(13,33)，LWK-8C-(13,33)(WT-83M-13，WT-83M-33 外付)

CT

L

UV

P1CT

L
K

U

VT

P21 21S51L
6K

123LOADVT

P1 P0 P3
1S 1L 2S 2L 3S 3L

V

U

K

12LOADL

PWK-80C-34，PWK-60C-34
LWK-10C-34，LWK-8C-34(WT-83M-34 外付)
KKVT
P1 P2 P3 1S 1L 3S 3L(0)
M＋ M－＋ －U

VUV

P1 0 P3

1S 1L 3S 3L＋ －WT-83M-13WT-83M-33

WT-62M-12LOAD

L

03 4＋ －L

L

3V

CT2S2L

M＋ M－

WT-83M-34

 SCR 波形入力用
PWK-120NCH-12
PWK-100NCH-12
LWK-12NCH-12

PWK-120NCH-(13,33)
PWK-100NCH-(13,33)
LWK-12NCH-(13,33)
K

12CT

L
LOAD

VT

U

V

PWK-80CH-12，PWK-60CH-12
LWK-10CH-12，LWK-8CH-12(WT-62M-12 外付)
K

123K

L

CT

L
LOAD

K

12U

V

U

V

L

LOAD
U

V

P1P2VT
VT

CT

PWK-80CH-34，PWK-60CH-34
LWK-10CH-34，LWK-8CH-34(WT-83M-34 外付)

1S
1L

1 2567K

123＋－8LOAD
U

V

U

AUX.
SUPPLYP1 P2 P3
1S 1L S1 S2 3S 3L

AUX.SUPPLYAUX.
SUPPLY

7LV

P1 P2 P3 1S 1L 3S 3L(0)
M＋ M－
S1 S2

WT-62M-12
P1 P2
1S 1L S1 S2LKVT
3 4CT

AUX.SUPPLY
WT-83M-34＋－

W-208-155

4. 校正
本計器は、あらかじめ指定の入力仕様で正しく調整されていますので、特に保守の必要はありません。
しかし、長年にわたる使用で誤差が生じた場合には、当社にて校正します。(有料)< 零位調整方法 >入力していない状態で、スケール左側 0 又は零位に指針が合うよう、計器カバー中央の零位調整器をドライバーにて回し、零位を合わせてください。

5. 仕様
5.1

定格定格 (１)形名PWK-120NC-12
PWK-100NC-12
PWK-120NC-13
PWK-100NC-13
PWK-120NC-33
PWK-100NC-33
PWK-120NC-34
PWK-100NC-34

110V, 5A
220V, 5A

消費 VA
電圧側
電流側
2VA
1VA
3.5VA
1VA

110V, 5A

2VA

1VA

110V, 5A
220V, 5A
110/√3V, 5A
220/√3V, 5A

2VA
3.5VA
2VA
3.5VA

1VA
1VA
1VA
1VA

定格 (１)

形名

110V, 5A
220V, 5A

LWK-12NC-13

110V, 5A

2VA

1VA

110V, 5A
220V, 5A
110/√3V, 5A
220/√3V, 5A

2VA
3.5VA
2VA
3.5VA

1VA
1VA
1VA
1VA

LWK-12NC-33
LWK-12NC-34

PWK-80C-12
PWK-60C-12PWK-80C-13
PWK-60C-13
PWK-80C-33
PWK-60C-33
PWK-80C-34 (２)PWK-60C-34 (２)

消費 VA
電圧側
電流側
2VA
1VA
3.5VA
1VA

LWK-12NC-12110V, 5A
220V, 5A

消費 VA
電圧側
電流側
2VA
1VA
3.5VA
1VA

110V, 5A

2VA/各相1VA/各相110V, 5A
220V, 5A
110/√3V, 5A
220/√3V, 5A

2VA/各相3.5VA/各相
1.5VA/各相
3VA/各相1VA/各相1VA/各相1VA/各相1VA/各相定格 (１)

形名

110V, 5A
220V, 5A

消費 VA
電圧側
電流側
2VA
1VA
3.5VA
1VA

110V, 5A

2VA/各相1VA/各相110V, 5A
220V, 5A
110/√3V, 5A
220/√3V, 5A

2VA/各相3.5VA/各相
1.5VA/各相
3VA/各相1VA/各相1VA/各相1VA/各相1VA/各相定格 (１)形名
LWK-10C-12
LWK-8C-12
LWK-10C-13
LWK-8C-13
LWK-10C-33
LWK-8C-33
LWK-10C-34 (２)LWK-8C-34 (２)

注(１) 220V を超える場合は VT を使用し、/110V としてください。5A を超える場合は CT を使用し、/5A としてください。
注(２) 三相 4 線は電圧平衡です。

5.2標準仕様項目
動作原理規格階級
最大目盛値
計器振れ角仕様
トランスデューサ形
JIS C 1102-1：2007 ，JIS C 1102-3，-9：1997 ｢直動式指示電気計器｣
JIS C 1103 ｢配電盤用指示電気計器寸法｣ 準拠
PWK-120NC，LWK-12NC：1.5 級
PWK-100NC，PWK-80C，PWK-60C，LWK-10C，LWK-8C：2.5 級
各種ご指定による(計器固有の最大目盛値の 50～120％)86°
PWK-120NC，LWK-12NC：95mm

目盛長PWK-100NC，LWK-10C ：80mm
PWK-80C，

LWK-8CPWK-60C
目盛板

白色

指針形状 (色)

槍形 (黒色)

計器取付姿勢鉛直 (⊥)

計器取付パネル材質

鉄板及び非鉄板共用

取付パネルの厚さ：61mm：45mm

PWK-120NC，PWK-100NC，LWK-12NC：10mm 以下
PWK-80C，PWK-60C，LWK-10C，LWK-8C：6mm 以下
8

計器固有の最大目盛値＝最大目盛値(VT 比×CT 比)W-208-155

項目

仕様

波高率

√2（正弦波）汚染度

2

測定カテゴリ

CATⅢ

電圧試験

電気回路と外箱間

AC3320V (50/60Hz) 5 秒間

絶縁抵抗

電気回路と外箱間

DC500V2

衝撃加速度147m/s

付属品

フランジナット ，WT-62M-12，WT-83M-□

材質

外観色

※ PWK-80C,PWK-60C,LWK-10C,LWK-8C に附属

カバー：メタクリル酸樹脂 (帯電防止処理) ，ベース：ABS(V-0)

付属品(WT-62M-12，WT-83M-□)

付属品

端子板：フェノール樹脂 ，ボックス：ABS(V-0)

カバー：マンセル N1.5 (黒色) 又は マンセル 7.5BG4/1.5 (暗青色)
ベース：マンセル N1.5 (黒色)マンセル N1.5 (黒色)

使用温湿度範囲-10 ～ +55℃ ，25 ～ 85％ RH (結露のないこと)

保存温度範囲-20 ～ +70℃

1 日の平均温度は 40℃以下

PWK-120NC：510g ，PWK-100NC：400g ，PWK-80C：125g ，PWK-60C：90g

質量LWK-12NC：440g ，LWK-10C：140g ，LWK-8C：110g ，WT-62M-12：500g ，WT-83M-□：800g

製品保証期間

5.3

相互に直角な 3 軸方向、正逆方向各 3 回

指示計

指示計

50MΩ以上１年間

特殊仕様 (オプション)
項目

仕様

指針形状

刃形、棒形（多重目盛）

計器取付姿勢水平、傾斜取付（角度指定）

目盛

着色目盛、多重目盛、特殊記号など
PWK-120NC，LWK-12NC：100 区分まで

最大目盛区分

PWK-100NC，LWK-10C ： 80 区分まで
PWK-80C，

LWK-8CPWK-60C
難燃材指定
耐振構造

特殊環境

： 60 区分まで： 50 区分まで(標準以上は刃形指針指定時のみ)

カバー：ポリカーボネート樹脂
振動

2～10Hz 振幅 15mmp-p
10～55Hz29.4m/s2

衝撃147m/s2 ，30 回

熱帯防湿処理を施します。 使用湿度：95％ RH 以下

耐寒

使用温度：-30 ～ +55℃，保存温度：-40 ～ +60℃

管理指針

槍形（赤色）

2 管理指針のみ対応

端子カバー

端子カバー付とご指定ください

本社
住 所：〒１２１－８６３９ 東京都足立区一ツ家一丁目１１番１３号（東京営業所） 電 話：０３（３８８５）２４１１（代表）
ＦＡＸ：０３（３８５８）３９６６
京都営業所

作成 2017/12/08

住 所：〒６１０－０１１４ 京都府城陽市市辺西川原１－１９
電 話：０７７４（５５）１３９１（代表）
ＦＡＸ：０７７４（５４）１３５３
Rev. E9