メモリハイコーダ MR8740T
MEMORY HiCORDER MR8740T求めていた理想の多チャネル計測
高性能化する基板の多点検査に最適

2

コンパクトに Max.108ch 測定

故障トラブルを防ぐ絶縁設計

多ch 省スペース化

全ch絶縁入力

MR8740T は従来比２倍となる最大 108ch もの検査を従来サイズのまま

全チャネル絶縁により、接続対象にノイズが回り込むことがなく、また板の検査も１台で対応することができます。限られた検査システムのス

ト基板による過電圧・過電流入力による故障やトラブルも防ぐことがで実現しました。高性能化に伴い検査ポイントが増加傾向にある ECU 基
ペースを有効活用したいお客様に最適です。

モニタ出力
電源コード

LANケーブル

グランド電位の違いによる悪影響を与えません。
さらに、
誤配線やショー
きます。

入力チャネル間
本体ー入力チャネル間※8971、8973ユニットのみ非絶縁です3

4K

ULTRA HD

モニタ対応

メモリハイコーダ MR8740T

108ch

アナログ

Max.

ゼロへ

検査データ

転送時間

自動車など AI 技術が進む中、求められるのは一度に大量の情報を同時に処理する技術、そして安心 、安全。
MR 8740 T は多チャネル同時サンプリング測定でお客様の検査技術を支えます。

全ch絶縁
アナログ測定※1

高速20MS/s
全ch同時サンプリング※2

分解能24bit
高分解能・高精度※1：8966使用時

検査データ転送時間ゼロへ※2：MR8990, U8991使用時

記録データ保存時間 1/100 へ

検査中のデッドタイムを最小限化

メディア保存にかかる時間を最小限化

検査において、従来は測定終了後の演算、データ保存・データ転送に

MR8740T は最新のインタフェースを採用するとともに、内部処理の高速の多くを占めていました。MR8740T は演算時間、データ保存時間を大10 分かかっていた保存が最速 6 秒で完了します。データ保存のためだ

時間がかかり、次の検査を行うまでのデッドタイムが大きく、検査時間幅に短縮し、検査中のデッドタイムの最小化を目指しました。
検査

データ転送

化によって測定データをメディアに保存する時間を短縮しました。例えば、けに待つといった煩わしさがなく、作業効率の改善に寄与します。
従来機種

従来
検査
MR8740T◀ 検査効率が向上

MR8740T

USB2.0◀

従来比 1/20

USB3.0◀

従来比 1/30

内蔵 SSD◀ 従来比 1/100

4

アプリケーション

制御シミュレーション
信号の計測と発生が 1 台で可能なため 、計測器と発生器を別々に用意する必要はありません。

各種センサ信号や制御パルス信号の模擬出力ができるため 、自動車や新幹線 、飛行機などのエンジン制御 、エアバック、ブレーキシステム 、パワーステ
アリング、アクティブサスペンションなどの制御基板の試験波形（ DC 出力 , 正弦波出力）を模擬することができます。

エアバッグ制御試験

ブレーキシステム制御試験

エンジン制御試験

ひずみ測定による各種試験
ひずみゲージまたは伸び計のアナログ信号と、応力センサのアナログ信号を入力することができます。

その値をスケーリング機能を使って引張ひずみに変換、また応力センサの値をスケーリング機能を使って引張応力に変換します。
アナログやロジックを同時に測定することで、様々な信号を一回の試験で同時に記録することができます。

橋梁の劣化モニタリング

産業用ロボットの可動部応力測定

風力発電機などプロペラ多点測定

5

ECU の検査
ECU には様々なセンサが多数接続されます。信号発生ユニットを組み合わせることで、それらのセンサをシミュレートできます。
同時に測定ユニットでシミュレート結果の計測を行うことで、MR8740T 一台で発生から計測まで行うことができます。
U8794 は抵抗出力もできるため、サーミスタ回路の検査も行うことができます。

信号発生

計測

VIR発生ユニット U8794
4chアナログユニット U8975
波形発生ユニット MR8790
デジタルボルトメータユニット U8991
パルス発生ユニット MR8791

多数の DMM を一台に置き換え
ベンチ型 DMM からメモリハイコーダに置き換えることで、多チャネルのセンサ計測システムを一台で構築できます。

幅広いレンジを持つ 2ch ユニット MR8990、または、多チャネル計測を可能にした 4ch ユニット U8991 からお選びいただけます。

導入する本体数を減らすことができるのと同時に、システムを簡略化できるため設備の維持管理が容易になります。

DMM × 108 台

入力端子
測定レンジ
測定分解能
積分時間
基本測定確度
最大入力電圧

拡張可能

直流電圧測定の専用仕様

外観
形名
測定機能

Max.108 ch まで

1 台に置き換え

デジタルボルトメータユニットMR8990, U8991 比較表

4 ch ユニットで自動車等のセンサ出力の微小MR8990U8991

な変動や、バッテリ等の電圧変チャネル数：2ch 直流電圧測定
チャネル数：4ch 直流電圧測定
バナナ入力端子絶縁 BNC 端子
対地間最大定格電圧：AC, DC 300 V（ 入力と本体間は絶縁、 対地間最大定格電圧：AC, DC 100 V（ 入力と本体間は絶縁、動を高精度・高分解能で測定で100, 1000 mV f.s.
10, 100, 1000 V f.s., 5 レンジ

は DC100 V です。入力抵抗が

入力 ch 〜筐体間、各入力 ch 間に加えても壊れない上限電圧） 入力 ch 〜筐体間、各入力 ch 間に加えても壊れない上限電圧）

1, 10, 100 V f.s., 3 レンジ
測定レンジの 1/1 000 000 (24bit ΔΣ 変調 A/D を使用 )20 ms ×NPLC (50 Hz 時 ), 16.67 ms ×NPLC (60 Hz 時 )±0.01% rdg. ±0.0025% f.s.
±0.02% rdg.±0.0025% f.s.
(1000 mV f.s. レンジにて )DC 500 V
DC 100 V( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧 )( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧 )きます。入力できる最大電圧は
MR8990 が DC 500 V、U8991
高いのも特長です。

6

モニタ・PC とスマートに連携
検 査 システム 構 築 時

モニタ

MR8740T

パソコン

通信コマンドの設定や測定波形を簡単確認
検査システム構築時では、パソコンからの通信コマンド設定や測定波形の確認に、モニタを使用しながら作業を行います。
構築後はパソコンのみで MR8740T の制御を行うことができるので、モニタは取り外して他の用途に使うことができます。

また、制御の必要がない状況においてはモニタと MR8740T のみを使い、測定と波形観測を行うといったスタンドアローンでの使い方もできます。
※ ディスプレイの推奨解像度は 1920×1080 以上です。

作業効率の良い表示システム

カーソル８本駆使して波形解析

一画面内に様々な情報を表示しながら、各種設定を行うことができます。

システム構築時や NG 部品解析時においては、動作検証を行うため、波ロールする必要がないため、作業効率の向上につながります。

実波形の解析・検証をスムーズに行うことができます。

他のチャネル設定を確認するために何度も表示切替えしたり、画面スク

検 査 システム 構 築 後MR8740T

パソコン

形を詳細に確認することがあります。MR8740T は複数のカーソルを使ってスタンドアロ ー ン

MR8740T

モニタ

パソコン 1 台で MR8740T を制御制御しないスタンダードレコーダ

MR8740T と PC を LAN で接続して通信コマンド制御することで、設定・パソコンによる制御を必要とせず、基本的な記録計として使用する場合

ため、検査システム構築後はモニタを外してコンパクトにできます。

で測定したチャネル波形をモニタに表示し、解析・演算などができます。

発生・測定・データ取得を１台のパソコンで行うことができます。そのはモニタと MR8740T のみで測定と記録が可能です。また、MR8740T

7

充実のユニットラインナップ
M a x . 2 7 ユ ニット
使用可能

様々な検査モデルに対応
使用ユニットを複数組み合わせることで様々な検査モデルを構築できます。

多点測定と高精度測定が必要な ECU の検査では、4ch のユニット U8795、U8991 を組み合わせること最大 108ch の測定システムが構築できます。
また、エンジンの動きやセンサを模擬する波形発生、パルス発生、VIR 発生の各ユニットを使用することで、検査システムを集約できます。

さらに、アナログユニット 8966 とデジタルボルトメータユニット MR8990 を使用することで、インバータ基板などの高速・高圧信号を DMM による測定と同等に波形補足できます。高精度かつ同時サンプリング可能なユニットを組み合わせることで、あらゆる測定シーンも安心安全に行うことができます。
ユニット互換性

下記ユニットセレクションガイドの 15 種類が使用可能です。
MR8740T 対応ユニットタイプは、メモリハイコーダ MR8740、MR8741、MR6000、MR8827、MR8847A と共通です。

ユニット セレクションガイド 〈全 15 種〉
チャネル

サンプリング
最高速度

アナログユニット

2 ch

20 MS/sDC ～ 5 MHz

12 bit

±0.5% f.s.

DC 400 V

0.05 mV

100 mV f.s.

絶縁－

4chアナログユニット

4 ch

5 MS/sDC ～ 2 MHz

16 bit±0.1% f.s.

DC 200 V

0.125 mV

4 V f.s.

絶縁－±0.3% f.s.

DC 400 V

3.125 uV

100 mV f.s.

絶縁

AAF 内蔵

±0.5% f.s.

DC 400 V

0.05 mV

100 mV f.s.

絶縁

RMS 機能±0.25% f.s.

DC 1000 V
AC 700 V

0.125 mV

4 V f.s.

絶縁

対地間最大定格電圧
AC/DC 600 V CAT Ⅳ

24 bit±0.01% rdg.
±0.0025% f.s.

DC 500 V

0.1 uV

100 mV f.s.

絶縁

対地間最大定格電圧
AC/DC 300 V CAT Ⅱ－

24 bit±0.02% rdg.
±0.0025% f.s.

DC 100 V

1 uV

1 V f.s.

絶縁

対地間最大定格電圧
AC/DC 100 V

1 MS/sDC ～ 100 kHz

12 bit±0.65% f.s.

電流センサ
入力のみ

電流センサによる

非絶縁

RMS 機能4ユニットまで装着可能

2 ch

1.2 msDC

16 bit

詳細参照

熱電対
入力のみ

0.01℃

200℃ f.s.

絶縁－

ストレインユニット

2 ch

200 kS/s

DC ～ 20 kHz

16 bit ±0.5% f.s. ±4με

ひずみ
入力のみ

0.016με

400με f.s.

絶縁

－

8970

周波数ユニット

2 ch

200 kS/s

DC ～ 100 kHz(*3)

16 bit－DC 400 V

0.002 Hz

モードによる

絶縁

－

8973

ロジックユニット

4プローブ

－

－

－

－

－

－

－

非絶縁

9320-01,9327,
MR9321-01 対応

名称

帯域

A/D
分解能

測定対象

形名

電圧

8966

電圧（多チャネル）U8975

電圧（高分解能）8968

高分解能ユニット

2 ch

1 MS/sDC ～ 100 kHz

16 bit

電圧（DC, 実効値）

8972

DC/RMSユニット

2 ch

1 MS/sDC ～ 400 kHz

12 bit

電圧（高電圧）U8974

高圧ユニット2 ch

1 MS/sDC ～ 100 kHz

16 bit電圧（超高分解能） MR8990

デジタルボルト
メータユニット

2 ch

2 ms

－

電圧（超高分解能） U8991

デジタルボルト
メータユニット

4 ch

20 ms

電流

8971

電流ユニット

2 ch

温度

8967

温度ユニット

ひずみ

U8969

周波数
ロジック信号

DC 確度

最大入力

最小
最高
絶縁 /
分解能 (*1) 感度レンジ 非絶縁(*1) 最小分解能は、最高感度レンジでの分解能を掲載

発生対象

形名

名称

チャネル

出力
パルス, パターン周波数(*2)9665 使用時

備考(*3) 最小パルス幅 2μs

出力範囲

0.1 Hz ～ 20 kHz（パルス）
ロジック出力（振幅 0-5 V）, オープンコレクタ出力
10 Hz ～ 120 kHz（パターンのクロック）

電圧

MR8791 パルス発生ユニット

8 ch

電圧

MR8790波形発生ユニット

4 ch

DC , 正弦波

DC , 1 Hz ～ 20 kHz

出力 -10 V ～ 10 V（振幅設定範囲 0 ～ 20 Vpp）

電圧・電流・抵抗U8794

VIR 発生ユニット

8 ch

直流電圧 , 直流電流 , 抵抗（模擬出力）－

電圧-0.1 V ～ 5.3 V, 電流±5 mA, 抵抗10 Ω ～ 1 MΩ発生ユニットの設定は、通信コマンドにて行います8

ユニットの優位性

発生と測定のシミュレーション
試験に最適

電圧・電流・抵抗を発生 U8794

波形信号を発生 MR8790

パルス信号を発生 MR8791

電圧・電流の信号やパルス、模擬抵抗を発生可能
信号発生によるシミュレーション試験や、基板検査ラインなどの各種センサ出力の代わりとして発生ユニットが使用できます。

発生ユニットと測定ユニットを組み合わせて使用することで、発生と測定を 1 台で行うことができます。発生ユニットの設定は、通信コマンドにて行います。

V I R 発 生 ユ ニットU 8 7 9 4 に つ い て
直流電圧、直流電流、抵抗を出力できます。

抵抗発生は接続対象の電圧を測定し、設定された抵抗値から、出力電流を演算し、模擬的に出力します。

抵抗発生は接続対象の電圧を測定

1 台で 3 役のし、設定された抵抗値から、出力電流を演算し、模擬的に出力します。

信号発生

定電圧

電子回路の
コンパクト
抵抗器

R1

定電流

R2

R3

R4

R5

R6

抵抗

R7

電子回路を使用した模擬出力のた

R8

抵抗器切り替え式はサイズが大きい

め、リスイッチによる切り替え方式

1 ユニット 8ch を実現

よりもコンパクトです。

信号発生による試験に最適

ECU の検査装置として、各種センサの模擬信号を発生したり、電子部品の検査や設備保守などに役立ちます。

各種センサの代わりに信号発生できるユニット例
ECU タイプ

センサ名
エアフロセンサ

スロットルセンサ

エンジン

マネジメントシステム

O2 センサマネジメントシステム

セーフティ＆コンフォート
マネジメントシステム

電圧

電圧

電圧

発生ユニットU 8794

U 8794

U 8794

ノックセンサ

電圧

MR 8790

カムシャフトセンサ

電圧

MR 8791

吸気温度センサ

抵抗U 8794クランク角センサ
水温センサ

ドライビング

センサタイプ電圧抵抗

トルクセンサG センサ

ステアリング角センサ

電圧

速度センサ

超音波 / レーダーセンサ
振動センサ

冷媒圧力センサ
温湿度センサ

電圧
抵抗

MR 8791
U 8794

MR 8790
MR 8791
U 8794

MR 8790
MR 8791
U 8794電子部品の検査に内部の電圧モニタや電流モニタを使用することで、電子部品の検査を行うことができます。また、出力電流と測定電圧から抵抗値やダイオードの順方向特性の確認ができます。

設備の検査、保守に
高確度出力のため、電圧計測や電流計測を伴う設備などの保守、検査を行うことができます。

9
全ユニット
全チャネルで同時サンプリング

アナログ測定のスタンダード U8975

超高分解能に測定する U8991

同時性を求められる計測に最適
すべてのチャネルに A/D コンバータを搭載し、測定タイミングを同期しているため、ユニット間およびチャネル間のサンプリング時間差はありません。
そのため、カーソル測定、時間差測定などの正確な時間計測ができます。

M R 8 7 4 0 T の 同 時 サンプリング
①

② ③

④ ⑤

② ③

④ ⑤

CH 1
CH 2
CH 3
CH 4

ch 1

ch 2

①

A/D
A/D
A/D
A/D

全チャネルに A/D コンバータを搭載することで、各チャネルのサンプリングの同時性を実現

全チャネル同時タイミングでサンプリング

波形を重ねても全くズレない同時性を実現

ス キャン 方 式 の サンプリング
①

③ ⑤

⑦ ⑨

CH 1
CH 2
CH 3
CH 4

ch 1

ch 2

②

A/D

チャネルを切替えながら測定するため、④ ⑥ ⑧ ⑩

多チャネルであればあるほど最初と最後の測定タイミングにズレが生じる

チャネル 1 から順番にサンプリング

同一時間軸に並べた際にズレが発生

高速で一瞬を記録、低速で長時間記録

高速サンプリングによってインバータ波形を捉えたり、低速サンプリングで多チャネルの実効値測定ができます。

内蔵メモリへの最大記録時間
サンプリング速度
20 MS/s
10 MS/s
5 MS/s
2 MS/s
1 MS/s500 KS/s
200 KS/s
100 KS/s
50 KS/s
20 KS/s
10 KS/s
5 kS/s
2 kS/s
1 kS/s500 S/s
200 S/s
100 S/s
50 S/s
20 S/s
10 S/s
5 S/s
2 S/s
1 S/s

2 ch ユニット使用時
記録長 10 M ポイント
0.5s
1s
2s
5s
10 s
20 s
50 s
1 m 40 s
3 m 20 s
8 m 20 s
16 m 40 s
33 m 20 s
1 h 23 m 20 s
2 h 46 m 40 s
5 h 33 m 20 s
13 h 53 m 20 s
1 d 3 h 46 m 40 s
2 d 7 h 33 m 20 s
5 d 18 h 53 m 20 s
11 d 13 h 46 m 40 s
23 d 3 h 33 m 20 s
57 d 20 h 53 m 20 s
115 d 17 h 46 m 40 s

トルク
パルス
センサ エンコーダ

4 ch ユニット使用時
U 8795 使用時
U 8991 使用時

記録長 5 M ポイント
0 . 25 s
0.5s
1s
2s
5s
10 s
25 s
50 s
1 m 40 s
4 m 10 s
8 m 20 s
16 m 40 s
41 m 40 s
1 h 23 m 20 s
2 h 46 m 40 s
6 h 56 m 40 s
13 h 53 m 20 s
1 d 3 h 46 m 40 s
2 d 21 h 26 m 40 s
5 d 18 h 53 m 20 s
11 d 13 h 46 m 40 s
28 d 22 h 26 m 40 s
57 d 20 h 53 m 20 s

記録長 2 M ポイント
0.1s
0.2s
0.4s
1s
2s
4s
10 s
20 s
40 s
1 m 40 s
3 m 20 s
6 m 40 s
16 m 40 s
33 m 20 s
1 h 6 m 40 s
2 h 46 m 40 s
5 h 33 m 20 s
11 h 6 m 40 s
1 d 3 h 46 m 40 s
2 d 7 h 33 m 20 s
4 d 15 h 6 m 40 s
11 d 13 h 46 m 40 s
23 d 3 h 33 m 20 s

バッテリ

インバータ

モータ

負荷

瞬間的なインバータ周りの波形測定に
インバータの一次側・二次側の電圧と電流、トルクや回転信号などの多現象を、高電圧から微小電圧まで同時に測定して記録することができます。

長期間の実効値測定を高確度に高分解能な電流ユニット 8971 を使用することで、長期間の実効値を高確度に測定できます。

10

測定・解析する機能狙ったイベントを捉えるトリガ
各トリガを設定することで、イベントが発生した際にデータを記録します。すべてのチャネルに設定が可能です。
レベルトリガ1 つの電圧値で比較

ウィンドウトリガ

2 つの電圧値で比較

電圧降下トリガ

商用電源ラインの電圧降下を捕捉トリガ機能 ON

周期を監視

周期トリガ
グリッチトリガ

パルスの異常を捕捉

パターントリガロジック信号の ON/OFF で比較

1 つのチャネルに複数のトリガ設定
１チャネルに対して、４種類のトリガを設定できます。

これにより、例えば、同じ入力波形に対して、グリッチ、レベル、ウイ

トリガ体系図がわかりやすい設定画面

ンドウイン、ウインドウアウトを設定し、これらのトリガ条件で波形を監視できます。
各トリガ

ch 1 … トリガ 4 種 設定
×

最大 4 つ全チャネルに設定可能
ch 2 … トリガ 4 種 設定
異常波形の前後を捕捉可能

トリガ設定を使用した警報機能
トリガの設定を使用し、設定範囲を超えたら警報を出す機能を搭載しています。

警報機能 ON

例えば、イミュニティ試験において、測定電圧の変動限度値を超えたらお知らせする機能として使用することができます。この場合は、ウィ
ンドウアウトトリガを使います。

警告の出力❶波形が上下限地の設定範囲を超えると、画面上にイベントマークを表示、BEEP 音で知らせます。また、上下限値内に波 形が入ると、BEEP 音が停止、画面上にイベントマークを表示します。

❷いずれ場合も、その時刻、チャネル、トリガの種類、電圧測定値が画面右上に表示されます。

※ サンプリング 100KS/s 以下で有効です。

警報機能の設定はトリガと同様のため使いやすい＼ピピピピピピ！／❶

トリガレベルに迷ったときは自動でトリガレベルを設定
測定の前に指定されたサンプル数の予備測定を行い、その平均値をト

リガレベルとして設定する機能を搭載しています。この機能は、警報機
能、また通常のトリガにも有効です。

BEEP 音とともに画面上に警報表示❷

11

高い解析力を発揮する演算機能
波形演算

数値演算

平均値や実効値といった数値を求める演算だけでなく、CH 間の四則演

測定した波形に対して、数値パラメータで分析します。

式まで同時処理可能です。

新しい数値演算をいくつか追加しました。

算をはじめ、微分積分など波形次元での演算を組み合わせて、最大 16

また、アナログチャネル、ロジックチャネルだけでなく、波形演算結果
も演算対象にすることができ、数値判定機能も搭載しています。

×CH-1 測定波形
CH-2 測定波形

全 33 種類から 16 種まで同時数値演算

波形演算結果

四則演算と全 11 種類の演算を組み合わせて
16 式まで同時波形演算

四則演算 ( +, -, ×, ÷ )絶対値 (ABS)
指数 (EXP)
常用対数 (LOG)
平方根 (SQR)，立方根（CBR）
移動平均 (MOV)MR8740T では、オーバーシュート、アンダーシュートを求める演算など、

時間軸方向の平行移動（SLI）
微分 (1 次 (DIF), 2 次 (DIF2))
積分 (1 次 (INT), 2 次 (INT2))三角関数 (SIN, COS, TAN)
逆三角関数 (ASIN, ACOS, ATAN, ATAN2)

MR8990 デジタルボルトメータユニット
PLC 遅れ分時間シフト (PLCS)

平均値
実効値
P-P 値
最大値
最大値の時間最小値
最小値の時間周期
周波数立ち上がり時間
立ち下がり時間
標準偏差
面積値
X-Y 面積値
指定レベル時間
指定時間レベル
パルス幅

デューティー比パルスカウント
四則演算
時間差
位相差
High レベルLow レベル
中間値
振幅
オーバーシュート
アンダーシュート
+Width‒Width
バースト幅
積算値
XY 波形の角度

膨大な測定データの中から見たい波形を見つけ出す検索機能
検索したいピーク値やトリガ条件を設定すれば、そのデータを自動検索して表示します。

また、今回新たに搭載したメモリハイコンシェルジュ機能は、お客様に設定していただいた基本波形の特徴を自動で算出し、測定したすべてのデータから類似性の低い波形を異常波形として順に探し出します。

これにより、測定した波形をスクロールしながら目視で確認し、異常を探すという時間を大幅に短縮することが可能です。

異常波形をコンシェルジュが自動検索

メモリハイコンシェルジュの波形検索画面

メモリハイコンシェルジュ❶

測定した全データの中から異常波形を見つける波形検索機能を搭載し❷❸ました。どのような異常が観測されるか予測できず、測定前のトリガ設定が困難な場合に有効です。

基本波を登録基本波と類似性の低い波形を自動検索

豊富な検索方法
ピーク検索

トリガ検索

ジャンプ

測定した全データから、最大値、最小値、測定中にトリガを設定していなくても、測定測定中にマーキングしたイベントマークや、上に検索ポイントをマーキングします。

設定し、成立しているポイントを検索します。

れた箇所へジャンプします。

あるいは極大値や極小値を探し出し、波形した全データに対して改めてトリガ条件をカーソル表示位置、指定した時間に測定さ12

インタフェース
前面

2

1

3
4
5
6

背面

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

ユニット装着部

15

取り付け可能ユニット数は最大 27 個
8973 ユニットはスロット 25 〜 27 のみ対応

USB 2.0 コネクタ ×2

USB メモリ、USB マウス、およびUSB キーボードを接続

起動ボタン

本器を起動、またはスタンバイ状態に

POWER ランプ

起動状態、またはスタンバイ状態を表示

DIAG ランプ

本体の状態を表示

コマンドエラーランプ

コマンドエラー時に点灯

通風孔

内部温度を下げるための穴

16

8

9

10

17

18

PS2 コネクタ
使用しませんUSB 2.0 コネクタ ×2

USB メモリ、USB マウス、およびUSB キーボードを接続

COM 端子

使用できません

19

20

USB 3.0 コネクタ ×4
15 USB メモリ、USB マウス、およびUSB キーボードを接続

16

Audio 端子

使用できません

外部制御端子
17 外部から任意の信号を入力して本器を制御HDMI 端子11 画面表示用、HDMI ケーブルを接続

18

VGA 端子12 画面表示用、RGB ケーブルを接続

メイン電源スイッチ
19 電源を ON、または OFF

Display Port 端子
13 画面表示用、Display Port ケーブルを接続

20

最大解像度 3840×1260

最大解像度 2560×1600

最大解像度 4096×2160

141000 BASE-T コネクタ

LAN ケーブルでネットワークに接続

形名・製造番号

本器を識別するための番号※OFF にする際はスタンバイ状態にしてから行う

電源インレット

付属の電源コードを接続13

本体の状態を LED で表示

LAN 対応、FTP 機能

POWER STANDBY ランプ、DIGA ランプにて基本的な状態を表示します。

1000 BASE-TX の LAN 端子を標準装備しています。

エラーあるいは警告発生の際は CMD ERR ランプが点灯します。
LED 名

色・点滅

POWER
DIAG

メイン電源スイッチ OFF● 緑 / 点滅

電源 ON（ウォームアップ中）

起動スイッチ OFF ※下記参照

CMD ERR

消灯方法

電源スタンバイ●緑STANDBY

点灯時の意味●橙

電源 ON

起動スイッチ OFF ※受け取ったコマンドの構文誤り、*CLS で消灯
あるいは警報発生●赤※ POWER STANDBY ランプが緑色に点灯または点滅してDIAG LED モード表表示
優先順位いるときにメイン電源 SW を OFF にしないで下さい。

色・点滅

状態

備考

1
2

●赤

周囲温度暑い（環境温度＞ 35℃）3

●黄CPU 負荷率 80％以上

●青
●緑

トリガ待ち
記録中

●桃

記録完了

●白

正常運転中（停止）●紫45

周囲温度寒い（環境温度＜ 10℃）

0 . 5 秒間の平均負荷率で表示更新を開始したり、停止したりできます。

FTP 送信機能
測定データを直接パソコン側に転送することが可能です。

波形の表示と変換が可能な波形ビューア Wv を標準付属しています。

これにより、MR8740T で捕捉したバイナリデータを PC で波形確認しアは無償版で、最新バージョンは HIOKI ホームページからダウンロード

動作

GND
IN 2

できます。

たり、CSV 変換して EXCEL で読み込むことができます。このソフトウェ

端子名
IN 1

MR8740T のメモリ内容 (USB メモリや内蔵 SSD) をパソコン側にコピー

波形表示 /CSV 変換ソフト

外部制御端子と外部機器を接続することで、外部機器から本器の測定

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

FTP サーバ機能

新たなコマンド受付で、正常表示へ

外部制御端子No.

〉〉〉LAN 1000 BASE-TX 高速通信〈〈〈

-

可能です。

-

測定の開始・終了、保存、強制終了、イベント入力

GND

OUT 1
OUT 2

判定出力、エラー発生、ビジー、トリガ待ち

GND

EXT.TRIG

TRIG.OUT
GND-

トリガソースとして外部から信号を入力
トリガがかかったときに信号を出力

EXT.SMPL-

外部サンプリング信号を入力

本体内蔵バッテリ
本器は電源供給断において、Windows のシャットダウン用にバッテリ（密閉式鉛蓄電池）を搭載しています。これにより、予期せぬ停電やブレーカダウン時も正常にシャットダウンできます。

Wvの画面例

電源が落ちてもバッテリを使って、正常にシャットダウンする場合
切・ブレーカ OFF・停電（150 ms 以上の期間）
・電源コードの抜け内蔵バッテリ稼働※ ただし、本体動作中に背面のメイン電源スイッチを OFF した場合は内蔵バッテリは稼働しないため正常にシャットダウンできません。メイ
ン電源を切る場合は、必ずスタンバイ状態にしてから行ってください。

環境

期待寿命

環境温度 25℃（5 回 / 年 電源遮断時）

4年

環境温度 25℃（1 回 / 日 電源遮断時）

2年※ 内蔵バッテリには寿命があり、上記の寿命を目安に定期的に交換が必要です。寿命を過ぎると停電時、Windows のシャットダウン動作できなくなり、正常に立ち上がらな
くなる可能性があるため、定期的な交換が必要です。推奨交換期間になりましたら、お買上げ店（代理店）が最寄りの営業拠点にご連絡ください。

EXCELの画面例

14

製品仕様
基本仕様

記録方式

チャネル数

メモリ記録

（確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年）

8966 アナログユニット装着時 ：最大アナログ 54 ch
8973 ロジックユニット挿入時 ：最大アナログ 48 ch + ロジック 48 ch
U 8975 アナログユニット装着時：最大アナログ 108 ch
8973 ロジックユニット挿入時 ：最大アナログ 96 ch + ロジック 48 ch※ ロジックユニットはスロット 25 ～ 27 限定

最高サンプリング速度
メモリ容量
内蔵記録装置使用場所
使用温湿度範囲
保存温湿度範囲
適合規格
耐電圧
電源
最大定格電力時計
バックアップ電池寿命
バッテリ寿命
外形寸法
質量
製品保証期間付属品

確度

20 MS/s（8966 アナログユニット使用時、全 ch 同時）
外部サンプリング 10 MS/s
1 G ワード

外部サンプリング

機能

トリガ

トリガ方式
トリガ条件

SSD 480 GB（データ用）

屋内使用、汚染度 2、高度 2000 m まで

0℃～ 40℃、80 % rh 以下（結露しないこと）

トリガソース- 10℃～ 50℃、80 % rh 以下（結露しないこと）
安全性 EN 61010 - 1：2010
EMC
EN 61326 - 1：2013 Class A

AC 1620 V 1 分間（感度電流 10 mA） 本体 - 電源間

定格電源電圧：AC 100 V ～ 240 V（定格電源電圧に対し ± 10 % の電圧変動を考慮）
定格電源周波数：50 Hz/ 60 Hz、予想される過渡過電圧：2500 V※MR 8990、U 8991、8970 使用時は設定不可

400 VA

約 10 年（23℃参考値）時計、設定条件用

426（W）± 2 × 177（H）± 2 × 505（D）± 2 mm（突起物含まず）

アナログトリガ14 . 0 kg ± 0 . 5 kg（本体のみ）
20 . 8 kg ± 1 . 0 kg（8966 アナログユニット 装着時）

± 0 . 001 %インターバルトリガ

CPU
メインメモリOS
起動用ディスクIntel Core i 5 または同等スペック品

トリガフィルタ

適応規格
ポート数
機能
コネクタ

IEEE 802 . 3 Ethernet 1000 BASE-T、100 BASE-TX、10 BASE-T

DDR 4 8 GB

Windows 10
SSD 120 GB

LAN インタフェース

2

DHCP、DNS、FTP、HTTP

プリトリガ
トリガタイミング
警報機能

USB インタフェース

出力形式

外部入出力端子
端子台

外部入力

外部出力

外部トリガ

トリガ出力

USB 3 . 0 準拠 × 4、USB 2 . 0 準拠 × 4シリーズ A レセプタクル

解像度 2560 × 1600 dot（最大）VGA
HDMI
解像度 3840 × 2160 dot（最大）Display Port
解像度 4096 × 2304 dot（最大）推奨解像度 1920 × 1080 dot 以上
押しボタン式

最大入力電圧
入力電圧
応答パルス幅
パルス間隔
端子数
機能
出力形式
出力電圧
大入力電圧
端子数

DC + 10 V
High レベル 2 . 5 V ～ 10 V、Low レベル 0 V ～ 0 . 8 V
High 期間 50 ms 以上、Low 期間 50 ms 以上
200 ms 以上
2
START、STOP、START/STOP、SAVE、ABORT、イベント
オープンドレイン出力 ( 5 V 電圧出力付、Active Low)
High レベル 4 . 0 V ～ 5 . 0 V、Low レベル 0 V ～ 0 . 5 V
DC 50 V、50 mA、200 mW
2
判定（PASS）、判定（FAIL）、エラー発生、BUSY、機能
トリガ待ち
最大入力電圧 DC + 10 V
外部トリガフィルタ ON / OFF
外部トリガフィルタ OFF 時：High 期間 1 ms 以上、Low 期間 2 us 以上外部応答パルス幅トリガフィルタ ON 時
：High 期間 2 . 5 ms 以上、Low 期間 2 . 5 ms 以上
立ち上がりまたは立ち下がりを選択可能
立ち上がり：Low（0 V ～ 0 . 8 V）から High（2 . 5 V ～ 10 V）への機能立ち上がりでトリガする
立ち下がり：High（2 . 5 V ～ 10 V）から Low（0 V ～ 0 . 8 V）への立ち下がり、もしくは端子ショートでトリガする
出力形式
オープンドレイン出力（5 V 電圧出力付、Active Low）
出力電圧
High レベル 4 . 0 V ～ 5 . 0 V、Low レベル 0 V ～ 0 . 5 V
最大入力電圧 DC 50 V、50 mA、200 mW
レベルまたはパルスを選択可能
出力パルス幅 レベル：サンプリング周期 ×トリガ以降のデータ数以上
パルス：2 ms± 1 ms

基準値とパルス幅（グリッチ幅）を設定
基準値の立ち上がり（立ち下がり）から設定パルス幅以下の場
合にトリガ
イベント指定（１～ 4000）
トリガソースごとに成立回数をカウントし、設定した回数に達したときトリガ※トリガ条件 AND の場合は設定不可

1、0、または × によるパターントリガ

あり（全トリガソースに優先して強制トリガすることが可能）

指定の測定間隔（時、分、秒）で記録が可能
測定開始と同時にトリガが成立、その後は設定した測定間隔ごとにトリガが成立
OFF、10、20、50、100、150、200、250、500、1000、2000、5000、10000 サンプル

トリガレベル分解能 1 LSB（12 / 16 bit ユニット）

RJ- 45

キーボード、マウス、USB メモリ※MR 8990、U 8991、8970 使用時は設定不可

イベント指定ロジックトリガ強制トリガシステム（ ATX マザーボード）

トリガレベル上限と下限設定エリアを出たとき（OUT）もしくは入ったとき（IN）にトリガ
周期基準値と周期範囲を設定
基準値の立ち上がり（立ち下がり）周期を測定し、周期範囲外
または周期範囲内の場合にトリガ※MR 8990、U 8991 使用時は設定不可

電源コード、クイックスタートマニュアル（冊子）、取扱説明書 詳細編（CD-R）、
アプリケーションディスク（CD-R）、ブランクパネル（ブランクスロットのみ）、
ラック取付金具± 0 . 001 %周期トリガ

グリッチトリガ

1 年間

温湿度範囲：23℃ ± 5℃、80 % rh 以下

モニター出力各トリガソース、インターバルトリガの AND または OR

アナログ、ロジック
最大 108 ch
1 つのアナログチャネルに 4 つまでのアナログトリガを設定可能
1 つのロジックプローブに 4 つまでのロジックトリガを設定可能
トリガソースがすべて OFF の場合はフリーランとなる
外部トリガ
レベルトリガ
設定したレベルの立ち上がり（立ち下がり）にてトリガ
電圧のピークが設定したレベルより落ちたときにトリガ（商用
電圧降下トリガ 電源 50 Hz/ 60 Hz 専用）

オートカレンダ、閏年自動判別、24 時間計
約 2 年（１回 / 日放電 23℃） ※ 参考 5 回 / 年放電時 約 4 年

DC + 10 V
High レベル 2 . 5 V ～ 10 V、Low レベル 0 V ～ 0 . 8 V
High 期間 50 ns 以上、Low 期間 50 ns 以上
10 MHz
外部サンプリングクロック入力
立ち上がり／立ち下がり選択可能

デジタル比較方式

ウィンドウトリガ

確度保証条件
時間軸確度
時計精度

適応規格
接続機器
コネクタ

最大入力電圧
入力電圧
応答パルス幅
最大入力周波数

自動トリガレベル

波形画面
表示形式
シート機能
ズーム表示
全画面表示

波形表示

0 % ～ 100 %（1 % 刻みで任意設定可能）
プリトリガ分の記録時間を表示する
START

トリガ機能と排他、アナログトリガの設定のみ有効
トリガの条件が成立した場合：チャネル番号、と定値の表示・保存、マーキ
ング・ブザーを鳴らす
トリガの条件から外れた場合：チャネル番号と測定値の表示・保存、マーキ
ング、ブザーを止める
ON/OFF（トリガ機能、警報機能）
サンプル数個のデータを取り込み 、その平均値をウィンドウアウトトリガの基準として設定サンプル数：100、200、300、400、500 から選択
1 画面、2 画面、4 画面、8 画面、16 画面
時系列波形表示 ※ 各シート 64 ch まで表示可能
最大 16 シート

※ シートごとに表示形式を選択可能

ON / OFF
時系列波形を波形画面上部に表示し、ズーム波形を下部に表示する
波形画面全域に波形を表示する

波形色
補間
バリアブル表示
バーニア
グリッド
ロジック表示幅波形反転

拡大 / 圧縮
波形スクロール
ロール表示

設定画面
サンプリング速度※ 8967、8970、8973 は設定不可

マウスフリックにて左右方向にスクロール可能
測定中にバックスクロール可能
測定に追従して常に最新のデータを表示する
描画開始位置（左端または右端）を選択可能
重ね描き使用時はロール表示不可

トレースカーソル

イベントマーク

固定色（32 色）ライン
常に ON
入力波形を調整可能（調整範囲：入力の 50 % ～ 200 %）OFF / ON
広い、標準、狭い波形を上下反転して表示する

任意の倍率に設定可能

レベルモニタ機能 数値表示

カーソル

※ 同一チャネルを複数のシートに設定可能

横カーソル

最大 8 本まで表示可能※ 電位、トリガからの時間、カーソル間の時間差、電位差を表示

最大 8 本まで表示可能※ 電位、電位差を表示

ゲージ
最大 8 本まで表示可能
ジャンプ
マウスクリックにより指定した箇所へジャンプ
測定中に入力可能（最大 10000 個）
スタートアイコンクリック、外部入力端子により入力
20 M、10 M、5 M、2 M、1 M、500 k、200 k、100 k、50 k、20 k、10 k、
5 k、2 k、1 k、500、200、100、50、20、10、5、2、1［S/s］
外部サンプリング：外部サンプリング端子入力信号による最大 10 MHz

15

最大記録長

［固定記録長］2 M（U 8991 装着時）、5 M（U 8975、MR 8990 装着時）、10 M（54 ch）［ポイント］[ 任意記録長 ]4194300（U8991 装着時）、8388600（U8975、MR8990 装着時）、16777200（54ch）［ポイント］※ 100 ポイント単位で設定可能

繰り返し測定単発、繰返、回数指定

スケーリング※ 形名：形名を選択することでスケーリングを自動設定※ 電流ユニット使用時は自動認識＋自動スケーリングに対応

コメント

波形検索
トリガ

検索モード

ジャンプ

変換比・オフセット、2 点入力、形名、出力レート、dB、定格
タイトルコメント、チャネルコメント
設定画面、波形画面において、チャネル番号とチャネルコメントを併記

ピーク
コンシェルジュ

検索範囲

全範囲

区間指定

レベル、ウインドウイン、ウインドウアウト
対象チャネルにロジックチャネルを選択した場合は、ロジッ
クトリガによる検索が可能
最大値、最小値、極大値、極小値

ヒストグラムまたは標準偏差※ それぞれ基本波と比較するか、直前の波形と比較するか選択可能

イベントマーク、カーソル、時間（ 絶対時間、相対時間、またはポイント数で指定）、トリガポイント、検索マーク
内蔵メモリに格納されたデータすべて

区間 1 , 区間 2 で指定された範囲のいずれかを選択
検索範囲をまとめて検索
最大 10000 ポイントまで検索可能

検索方法

全検索

表示方法

検索位置を指定して表示

オートレンジあり
入力波形に対する最適なサンプリング速度、測定レンジを自動で設定する

ファイルフォーマット FAT、FAT 32、NTFS、exFAT

ビープ

OFF、警告のみ 、警告＋動作

同一ファイル名の処理 連続番号を先頭に付加し保存（FTP 送信時はファイルの後ろに日付と時刻を付加）

メール送信

ヘルプ

保存

保存先

ファイル名

自動保存
削除保存

取扱説明書を表示
SSD

内蔵 SSD（480 GB）

FTP 送信LAN で接続された PC

USB メモリ

英数字、日本語入力
ON / OFF※ 測定終了時に取得した記録長分のデータを自動的に保存する※ 設定ファイルは非対応※ メモリ分割設定時は、保存中に次のブロックの測定を開始可能

保存先指定メディアの空き容量がない場合に、日付の古いファイルから削除しながら保存※ 自動保存時に有効

設定データ

.SET

インデックス

分割保存（.IDX）

測定データ

保存種類

バイナリ形式（.MEM）、テキスト形式（.CSV）

表示画像.BMP、.PNG、.JPG

スタートアップ

STARTUP.SET

数値演算結果保存チャネル

Z 4006（16 GB）.CSV

保存種類が測定データの場合に、全チャネルまたは表示チャネルから選択可能

間引き保存

保存種類が測定データ（テキスト形式）の場合に、指定された間引き数（2 ～ 1000）
でデータを間引いて保存する

ファイル分割

保存種類
バイナリ形式
テキスト形式
数値演算結果ファイル指定SAVE 動作

データの読込み
読み込み元

読み込みデータ種類

数値演算

分割内容
OFF、16 MB ごと、32 MB ごと、64 MB ごと
OFF、60 000 データごと、1 000 000 データごと
OFF、演算 No. 別※ 保存種類が数値演算結果の場合に有効※ 測定開始時にファイルを新規に作成するか、既存のファイルに追記するかを選択

即保存
保存範囲

SAVE 操作にて、あらかじめ設定された保存先、ファイル名、保存設定に従って保存を実行する

SSD

内蔵 SSD ( 480 GB)

設定データ

.SET

USB メモリ

測定データ

インデックス

スタートアップ

Z 4006（16 GB）

バイナリ形式（.MEM）、テキスト形式（.CSV）

分割保存（.IDX）STARTUP.SET

先頭、平均、最大、最小

全範囲または区間指定

P - P 値、最大値、最小値、High レベル、Low レベル、平均値、実効値、
標準偏差、立ち上がり時間（※）、立ち下がり時間（※）、周波数（※）、周期（※）、
デューティ比（※）、パルスカウント、面積値、X-Y 面積値、時間差（※）、
位相差（※）、最大値の時間、最小値の時間、指定レベル時間、指定時間レベル、
パルス幅（※）、四則演算、中間値、振幅、積算値バースト幅（※）、XY 波形の角度、オーバーシュート、アンダーシュート、+ Width（※）、- Width（※）※ 統計機能対象演算

波形演算

対象波形

アナログチャネル、ロジックチャネル、波形演算チャネル

停止条件

PASS、FAIL、PASS&FAIL

判定設定

ON / OFF

最大演算数

16 式

最大記録長

2 000 000 ポイント

演算範囲

標準演算子
演算項目

メモリ分割
最大分割数

ブロック検索過去波形比較
一括保存
表示

時刻設定
ユニット装着制限

全範囲または区間指定＋、－、×、÷

絶対値、平方根、対数、指数、SIN、ASIN、COS、ACOS、TAN、ATAN、微分、
2 次微分、積分、2 次積分、移動平均、スライド、PLCS
1024 ブロック

メモリ分割ブロックに保存されたデータから検索可能

任意のブロック領域に、過去に測定した波形データを読み込み 、現在の波形と画面比較することが可能
全ブロックの一括保存が可能

ブロックを指定して表示※ 外部サンプリング使用時は実行不可

SMTP によるメール送信機能

送信タイミング 自動保存時、SAVE 操作で保存時
送信内容

波形データの初期化、設定の初期化、全初期化

日本語、英語エラー、またはワーニング発生時に内容を表示
時間、60 進時間、日付、データ数
ON / OFF黒または白

許可または禁止※ 許可：測定中に設定が変更されると再スタートする※ 禁止：測定中に設定を変更できない

日付と時刻を設定可能
8971

電流ユニット8973

緑POWER LED 表示

CMD ERR LED 表示

最大 4 スロット
最大 3 スロット装着可能位置（スロット 25 ～ 27）
POWER ON緑（点滅）エージング中（電源オンから 30 分以内）

非点灯

主電源 OFF（背面の電源 SW が OFF）

橙（オレンジ）

赤
非点灯

赤
紫

DIAG LED 表示

本文で指定した内容、および保存種類で指定したファイルを添付

メモリチェック、LAN チェック、メディアチェック

ロジックユニット※SAVE 操作による保存動作時のみ有効

統計機能

数値判定

リスタート許可

全範囲または区間指定範囲 から選択

108 項目 × 測定チャネル

演算項目

初期化
セルフチェック
言語
エラー、ワーニング表示
時間値の表示ゼロ位置表示波形画面背景色

新規ファイルまたは既存ファイル

最大演算数
演算範囲

その他

黄

STANDBY（背面の電源 SW が ON）

受け取ったコマンドの構文誤り※CLS コマンドで消灯

または警告発生時

エラー、ワーニングなし
周囲温度高い（ > 35℃ ）周囲温度低い（ < 10℃ )CPU 負荷率 80 % 以上

※ 0 . 5 秒間の平均負荷率で表示更新

青

トリガ待ち

桃

記録完了新たなコマンド受付で、正常表示へ

緑
白

記録中

正常運転中（停止）16

オプション仕様（別売）
寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 250g
付属品： 無し

アナログユニット 8966
測定機能
入力端子

（確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数：2ch 電圧測定
絶縁 BNC 端子 (入力抵抗 1 MΩ, 入力容量30 pF)
対地間最大定格電圧：AC, DC300 V（入力と本体間は絶縁、入力ch〜筐
体間、各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧）100, 200, 400 mV f.s.
1, 2, 4, 10, 20, 40, 100, 200, 400 V f.s., 12レンジ
測定レンジ
測定 / 表示可能なAC 電圧 : 280 Vrms
ローパスフィルタ: 5/50/500/5 k/50 k/500 kHz
測定レンジの1/2000 (12bit A/Dを使用 )
測定分解能
最高サンプリング速度 20 MS/s (2チャネル同時サンプリング )±0.5% f.s. (フィルタ5 Hz, ゼロ位置確度を含む)
測定確度
DC〜5 MHz -3dB, AC 結合時 : 7 Hz〜5 MHz -3dB
周波数特性
AC/DC/GND
入力結合
DC400 V (入力端子間に加えても壊れない上限電圧)
最大入力電圧

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 250g
付属品： 無し

4ch アナログユニット U8975
測定機能
入力端子

（確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数：4 ch 電圧測定
絶縁 BNC 端子 (入力抵抗 1 MΩ, 入力容量30 pF)
対地間最大定格電圧：AC, DC300 V（入力と本体間は絶縁、入力ch〜筐
体間、各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧）

4, 10, 20, 40, 100, 200 V f.s., 6レンジ
測定 / 表示可能なAC 電圧 : 140 Vrms
ローパスフィルタ: 5/500/5 k/200 kHz
測定レンジの1/32000 (16bitA/Dを使用 )
測定分解能
最高サンプリング速度 5 MS/s（4チャネル同時サンプリング）±0.1% f.s. (フィルタ5 Hz, ゼロ位置確度を含む)
測定確度
DC〜2 MHz -3dB
周波数特性
DC/GND
入力結合
DC 200 V (入力端子間に加えても壊れない上限電圧)
最大入力電圧

測定レンジ

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 230g
付属品： 無し

高圧ユニット U8974

測定機能（確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数：2ch 電圧測定
絶縁 BNC 端子 (入力抵抗 1 MΩ, 入力容量30 pF)
対地間最大定格電圧：AC, DC300 V（入力と本体間は絶縁、
入力端子
入力ch〜筐体間、各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧）100, 200, 400 mV f.s.
1, 2, 4, 10, 20, 40, 100, 200, 400 V f.s., 12レンジ
測定レンジ
測定 / 表示可能なAC 電圧 : 280 Vrms
ローパスフィルタ: 5/50/500/5 k/50 kHz
アンチ・エリアシング FFT 演算におけるエリアシング現象 (折り返し歪み) を除去するフィルタを内蔵 (カットオフ周波数自動設定 /OFF)
フィルタ
測定レンジの1/32000 (16bit A/Dを使用 )
測定分解能
最高サンプリング速度 1 MS/s (2チャネル同時サンプリング )±0.3% f.s. (フィルタ5 Hz, ゼロ位置確度を含む)
測定確度
DC〜100 kHz -3dB, AC 結合時 : 7 Hz〜100 kHz -3dB
周波数特性
AC/DC/GND
入力結合
DC400 V (入力端子間に加えても壊れない上限電圧)
最大入力電圧
寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 250g
付属品： 無し

DC/RMS ユニット 8972
測定機能
入力端子

（確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数：2ch 電圧測定 , DC/RMSの切替機能
絶縁 BNC 端子 (入力抵抗 1 MΩ, 入力容量30 pF)
対地間最大定格電圧：AC, DC300 V（入力と本体間は絶縁、入力ch〜筐
体間、各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧）100, 200, 400 mV f.s.
1, 2, 4, 10, 20, 40, 100, 200, 400 V f.s., 12レンジ
測定 / 表示可能なAC 電圧 : 280 Vrms
ローパスフィルタ: 5/50/500/5 k/100 kHz
測定レンジの1/2000 (12bit A/Dを使用 )
測定分解能
最高サンプリング速度 1 MS/s (2チャネル同時サンプリング )±0.5% f.s. (フィルタ5 Hz, ゼロ位置確度を含む)
測定確度

測定レンジ

RMS 測定RMS 確度: ±1% f.s. (DC, 30 Hz〜1 kHz) ±3% f.s. (1 kHz〜100 kHz)
応答時間: SLOW 5 s (立ち上がり0 → 90% f.s.), MID 800 ms (立ち上がり0 → 90% f.s.), FAST 100 ms (立ち上がり0 → 90% f.s.)
クレストファクタ: 2

周波数特性
入力結合
最大入力電圧DC〜400 kHz -3dB, AC 結合時 : 7 Hz〜400 kHz -3dB
AC/DC/GND
DC400 V (入力端子間に加えても壊れない上限電圧)

チャネル数：2ch 電圧測定 , DC/RMSの切り替え機能

測定機能

対地間最大定格電圧：AC/DC 1000 V測定カテゴリⅢ, AC/DC 600 V測定
カテゴリⅣ

入力端子

バナナ入力端子（入力抵抗 4 MΩ, 入力容量 5 pF）

測定レンジ

4, 10, 20, 40, 100, 200, 400, 1000 V f.s.（モードDC）, 8レンジ
10, 20, 40, 100, 200, 400, 1000 V f.s.（モードRMS）, 7レンジ
ローパスフィルタ：5/50/500/5 k/50 kHz

測定レンジの1/32000 (16 bit A/Dを使用 )
測定分解能
最高サンプリング速度 1 MS/s
±0.25% f.s.（フィルタ5 Hz, ゼロ位置確度含む）
測定確度

RMS 測定周波数特性
入力結合
最大入力電圧RMS 確度: ±1.5% f.s. (DC, 30 Hz〜1 kHz), ±3% f.s. (1 kHz〜100 kHz)
応答時間: 高速 150 ms, 中速 500 ms, 低速 2.5 s
DC ～ 100 kHz-3 dB

DC/GNDDC 1000 V, AC 700 V

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 260g
付属品： 無し

デジタルボルトメータユニット MR8990
測定機能（確度は 23 ±5℃ , 80%rh, 電源投入 30 分後にキャリブレーション実行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数：2ch 直流電圧測定
バナナ入力端子 (100 mV f.s.〜10 V f.s.レンジの入力抵抗 100 MΩ以上 ,他10 MΩ)入力端子

対地間最大定格電圧：AC, DC 300 V（入力と本体間は絶縁、入力ch〜
筐体間、各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧）

測定レンジ
測定分解能
積分時間
応答時間
基本測定確度
最大入力電圧

100, 1000 mV f.s.
10, 100, 1000 V f.s., 5レンジ
測定レンジの1/1 000 000 (24bit ΔΣ変調 A/Dを使用 )20 ms ×NPLC (50 Hz 時 ), 16.67 ms ×NPLC (60 Hz 時 )2 ms +2×積分時間以内 (立上り - f.s. → + f.s., 立下り + f.s. → - f.s.)±0.01% rdg. ±0.0025% f.s. (1000 mV f.s.レンジにて)
DC 500 V (入力端子間に加えても壊れない上限電圧)

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 250g
付属品： 無し

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 250g
付属品： 無し

高分解能ユニット 8968

( 確度は 23 ±5℃，20 ～ 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト
実行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

デジタルボルトメータユニット U8991
測定機能
入力端子
測定レンジ
測定分解能
積分時間
基本測定確度
最大入力電圧（確度は 23 ±5℃ , 20 〜80%rh, 電源投入 30 分後において規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数：4ch 直流電圧測定
絶縁 BNC 端子 (1 Vf.s., 10 Vf.s.レンジの入力抵抗 100 MΩ以上 , 他10 MΩ)
対地間最大定格電圧：AC, DC 100 V（ 入力と本体間は絶縁、入力ch〜筐体間、各入力ch間に加えても壊れない上限電圧）
1, 10, 100 V f.s., 3レンジ
測定レンジの1/1 000 000 (24bit ΔΣ変調 A/Dを使用 )20 ms ×NPLC (50 Hz 時 ), 16.67 ms ×NPLC (60 Hz 時 )±0.02% rdg.±0.0025% f.s.
DC 100 V (入力端子間に加えても壊れない上限電圧)

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 250g
付属品： 変換ケーブル 9318 ×2 本（電流センサと8971接続用）

電流ユニット 8971
測定機能
入力端子

（確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数 : 2ch オプションの電流センサによる電流測定
センサコネクタ端子 (入力抵抗 1 MΩ, 電流センサ接続用の変換ケーブル
9318 専用, GNDはレコーダ本体と共通)

CT6862, CT6863, 9709, CT6865, CT6841, CT6843, CT6844, CT6845,
CT6846, 9272-10（変換ケーブル 9318を使用して8971本器と接続する）
9272-10 (20A), CT6841使用時 : 2 A ～ 100 A f.s., 6レンジ
CT6862 使用時 : 4 A ～ 200 A f.s., 6レンジ
9272-10 (200A), CT6843, CT6863使用時: 20 A ～ 1000 A f.s., 6レンジ
測定レンジ
CT6844, CT6845, 9709, CT6846※1, CT6865※1 使用時 : 40 A ～2000 A f.s., 6レンジ
※1：スケーリングにて変換比 2を設定する必要あり±0.65% f.s.
測定確度
RMS 確度: ±1% f.s. (DC, 30 〜1 kHz), ±3% f.s. (1 kHz〜10 kHz)
(フィルタ5Hz ONにて )RMS 応答時間: 100 ms (立上がり0 → 90% f.s.)※ 使 用する電 流センサ
クレストファクタ: 2の確度 , 特性を加算する
周波数特性 : DC〜100 kHz ±3dB (AC 結合時 : 7 Hz〜100 kHz)
測定レンジの1/2000 (12bit A/Dを使用 )
測定分解能
最高サンプリング速度 1 MS/s (2チャネル同時サンプリング )入力結合 : AC/DC/GND, ローパスフィルタ: 5/50/500/5 k/50 kHz
その他機能

適合電流センサ

17

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 204.5Dmm, 約 240g
付属品： フェライトクランプ 2 個

温度ユニット 8967
測定機能
入力端子

（確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

チャネル数 : 2ch 熱電対による温度測定 (電圧測定不可 )熱電対入力: 押しボタン式端子台, 推奨線径 : 単線 0.14〜1.5 mm2, 撚り線 0.14〜1.0 mm2 ( 素線径φ0.18 mm 以上), AWG 26 〜16
入力抵抗 : 5 MΩ以上 ( 断線検出 ON/OFF時とも)対地間最大定格電圧：AC, DC300 V（入力と本体間は絶縁、入力ch〜筐
体間、各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧）

200℃ f.s. (-100℃〜200℃ ), 1000℃ f.s. (-200℃〜1000℃ ), 2000℃ f.s.
( 上下限値は各センサの測 (-200℃〜2000℃ ), 3レンジ
定入力範囲により異なる) 測定分解能：レンジの1/20000 (16bit A/Dを使用 )K: -200 〜1350℃ , J: -200 〜1100℃ , E: -200 〜800℃ , T: -200 〜
熱電対範囲
400℃ , N: -200 〜1300°C, R: 0 〜1700℃ , S: 0 〜1700℃ , B: 400(JIS C 1602-1995)〜1800℃ , W (WRe5-26): 0 〜2000℃(ASTM E-988-96)
基準接点補償: 内部/外部切り替え可能 , 断線検出 ON/OFF切替可能
３種切替, 高速：1.2 ms (内部デジタルフィルタOFF), 通常：100 ms (内部データ更新
デジタルフィルタ50/60 Hz), 低速：500 ms (内部デジタルフィルタ10 Hz)
熱電対 K, J, E, T, N: ±0.1% f.s. ±1℃ , (±0.1% f.s. ±2℃ at -200℃〜 0℃ )熱電対 R, S, B, W: ±0.1% f.s. ±3.5℃ (at 0℃〜400℃未満 , ただしBは
測定確度
400℃未満の確度保証なし), ±0.1% f.s. ±3℃ (400℃以上)
基準接点補償確度: ±1.5℃ (基準接点補償内部時に測定確度に加算 )温度測定レンジ

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 245g
付属品： 変換ケーブル L9769 ×2 (ケーブル長 60cm)

ストレインユニット U8969
測定機能

入力端子

（確度は 23 ±5℃ , 80%rh 以下, 電源投入 30 分後にオートバランス実
行後にて規定 , 確度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

波形発生ユニット MR8790
出力端子
出力電圧範囲最大出力電流出力機能
確度
その他(付属変換ケーブルL9769に接続可能なコネクタ: NDISコネクタ PRC03-12A107M10.5
対地間最大定格電圧 : AC 30 Vrms または DC 60 V (入力と本体間は絶縁 , 入
力ch〜筐体間, 各入力ch間に加えても壊れない上限電圧)

ひずみゲージ式変換器,
ブリッジ抵抗 120 Ω〜1 kΩ, ブリッジ電圧 2 V ±0.05 V,
ゲージ率2.0400, 1000, 2000, 4000, 10000, 20000 με f.s., 6レンジ
測定レンジ
ローパスフィルタ: 5/10/100/1 kHz
測定レンジの1/25000 (16bit A/Dを使用 )
測定分解能
最高サンプリング速度 200 kS/s (2チャネル同時サンプリング )測定確度±0.5% f.s. ±4 με (フィルタ5 Hz ON)

周波数特性

DC〜20 kHz +1/-3dB

周波数ユニット 8970
測定機能
入力端子

( 確度は 23 ±5℃ , 20 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にて規定 , 確度保証期間 1
年 , 調整後確度保証期間 1年 )チャネル数 : 2ch 電圧入力による周波数 , 回転数 , 電源周波数 , 積算 ,パルスデューティ比 , パルス幅 , の各測定
絶縁 BNC 端子 (入力抵抗 1 MΩ, 入力容量30 pF),
対地間最大定格電圧 : AC, DC300 V (入力と本体間は絶縁 , 入力ch〜
筐体間 , 各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧)

測定レンジ: DC〜100 kHz (最小パルス幅 2 μs) 間を20 Hz ～ 100 kHz
f.s., 8レンジ
周波数モード確度: ±0.1% f.s. (100 kHzレンジ以外), ±0.7% f.s. (100 kHzレンジ)
測定レンジ: 0 〜200万回転 /分 (最小パルス幅 2 μs) 間を2 kr/min ～ 2
Mr/min f.s., 7レンジ
回転数モード確度: ±0.1% f.s. (2 Mr/minレンジ以外), ±0.7% f.s. (2 Mr/minレンジ)
測定レンジ: 50 Hz (40 〜 60 Hz), 60 Hz (50 〜70 Hz), 400 Hz (390 〜
電源周波数モード 410 Hz), 3レンジ
確度: ±0.03 Hz (50, 60 Hz), ±0.1 Hz (400 Hz)
測定レンジ: 40 k counts ～ 20 M counts f.s. 6レンジ
積算モード
確度: ±0.0025% f.s.
測定レンジ: 10 〜100 kHz (最小パルス幅 2 μs) 間を100% f.s.
デューティ比モード
確度: ±1% (10 〜10 kHz), ±4% (10 k〜100 kHz)
測定レンジ: 2 μs〜2 s 間を10 ms ～ 2 s f.s. 確度: ±0.1% f.s.
パルス幅モード
0.0025% f.s. ( 積算モード), 0.01% f.s. ( 積算 , 電源周波数モード以外),
測定分解能
0.01 Hz (電源周波数モード)
電圧範囲 ,しきい値 ±10 V〜±400 V, 6レンジ, 各選択範囲内でしきい値変更可能
スロープ, レベル, ホールド, スムージング, ローパスフィルタ, 入力DC/
その他機能
AC 結合切換え, 分周, 積算オーバー保持/戻す切換え

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 190g
付属品： 無し

ロジックユニット 8973
測定機能
入力端子

チャネル数：4プローブ (16ch)
Mini DIN 端子 (HIOKI 製ロジックプローブ小型端子タイプ専用 )適合ロジックプローブ：9320- 01, 9327, MR9321- 01

チャネル数：4ch SMB 端子（出力抵抗 1 Ω以下）
対地間最大定格電圧：AC 33 V rms またはDC 70 V
-10 V ～ 10 V（振幅設定範囲 0 V ～ 20 Vp-p, 設定分解能1 mV)
5 mA
DC, 正弦波（出力周波数 0 Hz ～ 20 kHz）
振幅確度；±0.25% of setting ± 2 mVp-p（1 Hz ～ 10 kHz）
オフセット確度：±3 mV
DC出力確度：±0.6 mV
自己診断機能（電圧、電流）パルス発生ユニット MR8791
出力端子
出力モード 1
出力モード 2
その他

（確度は 23±5℃ , 80% rh 以下で結露しないことにて規定 ,確度保証期間 1年）

チャネル数：8ch, コネクタ：SCSI-2 ハーフピッチ50ピン
対地間最大定格電圧：AC 33 V rms またはDC 70 V (本体 - 出力ch間 )ロジック出力/オープンコレクタ出力
パターン出力：読み出し周波数 0 Hz ～ 120 kHz, 2048ロジックパターン
パルス出力：周波数 0 Hz ～ 20 kHz, デューティ 0.1% ～ 99.9%
ロジック出力：出力電圧レベル 0 V − 5 V（Hレベル3.8 V以上 , Lレベル 0.8 V以下）
オープンコレクタ出力：コレクタ・エミッタ絶対最大定格電圧 50 V
過電流保護 100 mA
自己診断機能寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 280g
付属品： 無し

VIR 発生ユニット U8794
出力端子
出力項目

出力範囲

出力確度
寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 250g
付属品： 無し( 確度は 23±5℃，80%rh 以下, 電源投入 30 分後にて規定 , 確
度保証期間 1年 , 調整後確度保証期間 1年）

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 230g
付属品： 無し

チャネル数 : 2ch ひずみ測定 (電子式オートバランス, 平衡調整範囲±10000 με以下 )NDISコネクタ EPRC07-R9FNDIS

適応変換器

オートバランス後

寸法・質量： 約 106W × 19.8H × 196.5Dmm, 約 230g
付属品： 無し

その他（確度は 23±5℃ , 80% rh 以下で結露しないことにて規定 ,確度保証期間 1年）

チャネル数：8ch（各チャネル絶縁）,コネクタ：D-sub 25 ピン
対地間最大定格電圧：25 V
直流電圧、直流電流、抵抗（模擬出力）
直流電圧 : -0.100 0 V ～ +5.300 0 V, 設定分解能 : 0.1mV
直流電流 :
5 mA レンジ: -5.000 0 mA ～ +5.000 0 mA, 設定分解能 : 0.1μA
1 mA レンジ: -1.000 00 mA ～ +1.000 00 mA, 設定分解能 : 0.01μA
250μA レンジ: -250. 00 μA ～ +250.00 μA, 設定分解能 : 0.01μA
50μA レンジ: -50. 000 μA ～ +50. 000 μA, 設定分解能 : 0.001μA
抵抗 : 10Ω〜1MΩ, 設定分解能 : 6 桁
直流電圧 : 5Vレンジ, ±0.035 % of setting ± 800 μV
直流電流 :
5 mA レンジ: ±0.050 % of setting ± 4.0 μA
1 mA レンジ: ±0.050 % of setting ± 800 nA
250μA レンジ: ±0.050 % of setting ± 200 nA
50μA レンジ: ±0.050 % of setting ± 40 nA
自己診断, OUTPUT 端子切り替え, 接続対象推定 , オフセットキャンセル

コード長・質量： 本体間 1.5m, 入力部 30cm, 約 150g
注）9320-01と9327 は本体側プラグが 9320と異なります

ロジックプローブ9320-01/9327
機能

電圧信号やリレーの接点信号をhigh/low記録するための検出器

入力部

4ch ( 本体間 , チャネル間 GND 共通), デジタル/コンタクト入力切換 (コンタクト入力はオープンコレクタ信号検出可能 )入力抵抗：1 MΩ (デジタル入力: 0 to +5 V 時 )500 kΩ 以上 (デジタル入力: +5 to +50 V 時 )プルアップ抵抗：2 kΩ (コンタクト入力：内部 +5 Vにてプルアップ )デジタル入力しきい値 1.4 V/ 2.5 V/ 4.0 V
コンタクト入力
検出抵抗値

1.4 V：1.5 kΩ 以上 (オープン), 500 Ω 以下 (ショート)
2.5 V：3.5 kΩ 以上 (オープン), 1.5 kΩ 以下 (ショート)
4.0 V：25 kΩ 以上 (オープン), 8 kΩ 以下 (ショート)

応答可能パルス幅 9320-01: 500 ns 以上 , 9327: 100 ns 以上
0 〜 +DC 50 V ( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧)
最大入力電圧
コード長・質量： 本体間 1.5m, 入力部 1m, 約 320g
注）MR9321-01は本体側プラグが MR9321と異なります

ロジックプローブ MR9321-01
機能
入力部
出力 (H) 検出
出力 (L) 検出
応答時間
最大入力電圧ACやDCリレーの駆動信号をhigh/low記録するための検出器
電源ラインの停電検出器としても使用可能
4ch ( 本体間 , チャネル間絶縁), HIGH/LOWレンジ切換
入力抵抗 : 100 kΩ 以上 (HIGHレンジ), 30 kΩ 以上 (LOWレンジ)
AC 170 〜250 V, ±DC (70 〜250) V (HIGHレンジ)
AC 60 〜150 V, ±DC (20 〜150) V (LOWレンジ)
AC 0 〜30 V, ±DC (0 〜43) V (HIGHレンジ)
AC 0 〜10 V, ±DC (0 〜15) V (LOWレンジ)
立ち上がり1 ms 以下, 立ち下がり3 ms 以下 (HIGHレンジは DC 200 V,
LOWレンジは DC 100 Vにて)
250 Vrms (HIGHレンジ), 150 Vrms (LOWレンジ), ( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧)

18オプション品 システムチャート
製品名：メモリハイコーダ MR8740T
形 名（発注コード）（仕様）MR8740-50 （本体のみ , 入力ユニット最大 27 台まで）

※ 入力コード類は付属しませんので、別途ご購入願います

各種入力ユニット ※ 電流ユニット 8971 に 9709 を使用する場合は電流プローブ合計 7 本まで
アナログユニット 89662ch, 電圧入力 , 20MS/s, (DC ～ 5MHz)

4ch アナログユニット U8975

4ch, 電圧入力 , 5MS/s, (DC ～ 2MHz)

高分解能ユニット 8968

2ch, 電圧入力 , 1MS/s, (DC ～ 100kHz)

DC/RMS ユニット 8972

2ch, 電圧 /1MS/s, (DC ～ 400kHz)
実効値整流 (DC, 30 ～ 100kHz)

本体には入力ユニット等の専用オプションが必要です。
入力コード等の各種共通オプションは別途ご購入ください。

高圧ユニット U8974

2ch, 電圧入力 , DC 1000 V, AC 700 V max.

デジタルボルトメータユニット MR8990

2ch, DC 電圧高精度 , 最高分解能 0.1μV, 最高サンプリ
ング速度 500 回 / 秒

保存メディア※ 弊社オプションの保存メディアを必ず使用してください。弊社オプション以外の保存メディアを使用すると、正常に保存、読み出しができない場合があり、動作保証はできません。

USB メモリ Z4006

16 GB
長寿命・高信頼性の SLC タイプ
フラッシュメモリ採用

デジタルボルトメータユニット U8991

4ch, DC 電圧高精度 , 最高分解能 1μV, 最高サンプリ
ング速度 50 回 / 秒

電流ユニット 8971

2ch, 専用電流センサによる電流測定 , 変換ケーブル
9318 が 2 本付属 , ユニット最大 4 台まで使用可能

温度ユニット 8967
2ch, 熱電対温度入力

PC 関連
波形ビューワ Wv

ソフトウェア , バイナリデータをPC で波形確認 , CSV 形式でセーブし、表計算ソフトへ受渡しが可能

動作環境：
Windows 10/8/7 (32bit/64bit) 対応
機能：・波形ファイルの簡易表示
・バイナリ形式のデータファイル
をテキスト形式へ変換 , CSV 他
・スクロール , 拡大縮小表示 , カー
ソル / トリガ位置へのジャンプ等

ストレインユニット U8969

2ch, ひずみゲージ式変換器用アンプ

変換ケーブル L9769( ストレインユニット U8969 専用 , 付属 )周波数ユニット 8970

2ch, 周波数 , 回転数 , パルスなどの測定用

ロジックユニット 8973

4 端子 , 16ch,
最大 3 ユニット（スロット 25 ～ 27 限定）※ 出力コード類は付属しませんので、別途ご購入願います

出力ケーブル※ MR8791 に使えるコネクタについては、お問い合
わせください各種出力ユニット ※ 通信コマンドにて設定

波形発生ユニット MR8790

4ch , DC 出力 ±10 V , 正弦波出力 1 Hz 〜 20 kHz

接続ケーブル L9795-01

対地間最大定格電圧：
AC33 V rms または、DC70 V
SMB 端子 - みの虫クリップ
ケーブル長：1.5 m

パルス発生ユニット MR8791

8ch , パルス出力 0.1 Hz 〜 20 kHz , パターン出力

接続ケーブル L9795-02

対地間最大定格電圧：
AC33 V rms または、DC70 V
SMB 端子 -BNC 端子
ケーブル長：1.5 m

VIR 発生ユニット U8794

8ch , 直流電圧出力 , 直流電流出力、抵抗出力（模擬抵抗）SCI モニタ 4.0
HSCI-4.0-CAN FDHSCI-4.0-SENT
HSCI-4.0-LIN
日本システム・エイト株式会社より、MR 8740 T のユニットと同一サイズの CAN モニタ、LIN
モニタ、SENT モニタが発売されています。MR 8740 T の本体に装着することにより、モニタに電源を供給することが出来ます。なお、データは MR 8740 T および弊社のソフトウェアでは記録、解析できません。詳細は日本システム・エイト株式会社へお問い合わせ下さい。
http://nse-inc.co.jp/

19

入力ケーブル A※ 入力電圧は、接続する入力ユニットの電圧で制限されます

接続コード L9790

最大 600V まで入力可能 , 柔軟性に富んだ細径 φ 4.1 mm ケーブル , 1.8 m※ 先端クリップは別売です

ワニ口クリップ L9790-01
L9790 の先端に装着 , 赤黒

グラバークリップ 9790-02※ このクリップを L9790 の先端に装着した場合は CAT II 300V までに制限 , 赤黒

AC 電流の波形観測が可能 (DC は不可 )クランプオンセンサ 9272-05, 100 kHz 帯域 , 200A

1000A まで（高精度）※ME15W (12pin) 端子タイプ※ 入力電圧は、接続する入力ユニットの電圧で制限されます

DC 電流から歪んだ AC 電流まで波形観測が可能
AC/DC カレントプローブ CT6844-05, 200kHz 帯域 , 500A
AC/DC カレントプローブ CT6845-05, 100kHz 帯域 , 500A

最大 300V まで入力可能 , 径 φ 5.0mm ケーブル , 1.7m, 小型ワニ口
クリップ

AC/DC カレントセンサ CT6865-05, 20kHz 帯域 , 1000A

AC/DC カレントプローブ CT6846-05, 20kHz 帯域 , 1000A
高精度電流センサ接続時の注意

最大 600V まで入力可能 , 径 φ 5.0mm ケーブル , 1.8 m, 脱着型大型ワニ口クリップ付属・高精度電流センサ (ME15W) ＋ CT9901 ＋ 9318 →電流ユニット 8971
・高精度電流センサ (ME15W) ＋ CT955x ＋ BNC ケーブル →電流ユニット 8971 以外
・高精度電流センサ (PL23) ＋ 9318 →電流ユニット 8971
・高精度電流センサ (PL23) ＋ CT9900 ＋ CT955x ＋ BNC ケーブル →電流ユニット
8971 以外※9318 は電流ユニット 8971 に付属しています

グラバークリップ 9243

その他各種電流センサ

接続コード L9197

L9197 の先端に装着 , 赤黒セット ,全長 196 mm※ 対地間電圧は、接続する入力ユニットの電圧で制限されます

10：1 プローブ 9665

対地間電圧は入力ユニットと同じ ,最大入力 1 kV rms (500 kHz 以下 ),1.5 m

100：1 プローブ 9666

入力ケーブル D

DC 電流から歪んだ AC 電流まで波形観測が可能
AC/DC カレントプローブ CT6841-05, 1 MHz 帯域 , 20A
AC/DC カレントプローブ CT6843-05, 500kHz 帯域 , 200A

コンタクトピン 9790-03

接続コード L9198

入力ケーブル C

高精度貫通型 , DC から歪んだ AC 電流まで波形観測が可能
AC/DC カレントセンサ CT6862-05, 1 MHz 帯域 , 50A
AC/DC カレントセンサ CT6863-05, 500kHz 帯域 , 200A

高精度貫通型 , DC から歪んだ AC 電流まで波形観測が可能
AC/DC カレントセンサ 9709-05, 100 kHz 帯域 , 500A

L9790 の先端に装着 , 赤黒

入力ケーブル B

200A まで（高精度）※ME15W (12pin) 端子タイプ

各種電流センサ、プローブが使用できます。

詳しくは HIOKI ホームページの製品情報をご覧ください

10mA クラス〜 500A まで（高速）クランプオンプローブ 3273-50

f 特 DC〜 50MHz の広帯域 , 10mA クラ
スから 30A rms まで

クランプオンプローブ 3276

f 特 DC〜 100MHz の広帯域 , 10mA クラ
スから 30A rms まで

対地間電圧は入力ユニットと同じ ,最 大 入 力 5 kV peak (1 MHz 以 下 ),1.5 m

クランプオンプローブ 3274

※ 対地間電圧はこちらの製品仕様範囲内となります※ 別途電源供給が必要です

クランプオンプローブ 3275

差動プローブ P9000-01(Wave/RMS 切換え付 ), AC/DC 1kVまでの入力用 , 帯域 100kHz

AC アダプタ Z1008
AC 100 〜 240 V

入力ケーブル E

波形出力付き接続コード L9217

コード両端が絶縁 BNC, 1.6 m

PL23 (10pin) - ME15W (12pin) 変換
変換ケーブル CT9900

PL23 (10pin) を ME15W (12pin)
端子に変換※ 電流ユニット 8971 に ME15W (12pin) 端子の (-05 タイプ ) 高精
度電流センサを使用するには , 変換ケーブル CT9901 が別途必要※PL23 (10pin) 端子のセンサを 8971 に使用する場合は , CT955xは不要ですが変換ケーブル 9318 が必要 (8971 には 9318 が付属 )電流センサ用入力ユニット

電流ユニット 8971
変換ケーブル 9318

CT6841/43 他と 8971 接続用

ME15W (12pin) - PL23 (10pin) 変換
変換ケーブル CT9901

ME15W (12pin) を PL23 (10pin)
端子に変換

電流センサ・電流プローブ接続時の注意点※組み合わせによっては同時に接続できない場合があります。
※電流ユニット8971はメモリハイコーダ本体に最大4台まで、使用できる電流センサはプローブ電源ユニットZ5021接続本数と合わせて8本までです。
※電圧入力のアナログユニット系に電流センサを接続する場合は制限はありません。

漏れ電流 ※50/60Hz 商用電源ライン用
特注ケーブル P9000 用 , 特注品につきご相談ください(1) USB バスパワーケーブル(2) USB(A)- マイクロ B ケーブル(3) 3 分岐ケーブル

クランプオンリークハイテスタ 3283

10mA レンジ /10μA 分解能〜 200A レ
ンジ, モニタ / アナログ出力 1V f.s. 付

出力コード L9094

φ 3.5 ミニプラグ−バナナ端子 , 1.5 m

変換アダプタ 9199

受け側バナナ端子 , 出力 BNC 端子※ 対地間電圧はこちらの製品仕様範囲内となります※ 別途電源供給が必要です

差動プローブ 9322

出力コード L9095 BNC 端子用 , 1.5m

AC 1kV, DC 2kV, 周波数帯域 10MHz

出力コード L9096 端子台用 , 1.5m

AC アダプタ 9418-15

AC アダプタ 9445-02
AC 100 〜240 V, 9 V/1 A

非接触電圧測定※バナナ端子用, 入力電圧は、接続する入力ユニットの電圧で制限されます

接続ケーブル L4940

バナナプラグ - バナナプラグ , 1.5 m, 赤黒各 1

延長ケーブル L4931

バナナプラグケーブルの長さ延長用 , 1.5 m

ワニ口クリップ L4935

AC 非接触電圧プローブ SP3000-01

定格測定電圧 5Vrms, f 特 10Hz 〜 100kHz

AC 非接触電圧プローブ SP3000
単体販売

AC 電圧プローブ SP9001
単体販売

バナナプラグケーブルの先端に装着 ,CAT IV 600V, CAT III 1000V

バスバークリップ L4936

バナナプラグケーブルの先端に装着 ,CAT III 600V

マグネットアダプタ L4937

バナナプラグケーブルの先端に装着 ,CAT III 1000V

グラバークリップ 9243

バナナプラグケーブルの先端に装着 , 赤
黒セット , 全長 196mm, CAT III 1000V

入力ケーブル G

センサユニット CT9555, 1ch,

f 特 DC〜2MHz の広帯域 , 500A rms まで

AC 100 ～ 240 V

入力ケーブル F

センサ用電源f 特 DC〜 10MHz の広帯域 , 150A rms まで(Wave のみ ), AC/DC 1kV までの入力用 , 帯域 100kHz

差動プローブ P9000-02※高精度電流センサを使用するには電源 (CT9555) が別途必要です※CT9555 と接続できるのは , ME15W (12pin) 端子の (-05 タイプ ) センサのみ※PL23 (10pin) 端子のセンサを使用する場合は , 変換ケーブル CT9900 が別途必要※MR8990 用 ※ 入力電圧は、接続する入力ユニットの電圧で制限されます

テストリード L2200

ケーブル長 70 cm, 先端部分はピンリードとアリゲータクリップの交換が可能 , 最大
入力電圧 :CAT Ⅳ 600V, CAT Ⅲ 1000V

ロジック測定ロジックプローブ 9327

4ch, 電 圧 / 接 点 信 号 の ON/
OFF 検 出 用 ( 応 答 可能 パ ルス幅
100nsec 以上 , 小型端子 )ロジックプローブ MR9321-01

絶縁 4ch, AC/DC 電圧の ON/OFF
検出用 ( 小型端子タイプ )ロジックプローブ 9320-01

その他入力用
接続コード L9217

コード両端が絶縁 BNC, 入力ユニットの絶縁 BNC 端子に使用 , 1.6 m

変換アダプタ 9199

受け側バナナ端子 , 出力 BNC 端子

温度センサ
K 熱電対 9810

許容差クラス 2, 長さ 5 m, 素線径
φ 0.32 mm, 5 本 /1set

T 熱電対 9811

許容差クラス 2, 長さ 5 m, 素線径
φ 0.32 mm, 5 本 /1set

4ch, 電 圧 / 接 点 信 号 の ON/
OFF 検 出 用 ( 応 答 可能 パ ルス幅
500nsec 以上 , 小型端子 )MR8740T は多チャネル同時サンプリング測定でお客様の検査技術を支えます。

セット例

ECU 開発での多チャネル測定
アナログ 68ch ＋ロジック 24ch の測定に加えて、波形発生 4ch ＋パスル発生 8ch ＋直流電圧・直流電流・模擬抵抗出力 40ch が可能なため、高性能基板などの検査ポイントが多い試験も 1 台で同時に行えます。
メモリハイコーダ
4ch アナログユニット
接続コード
ワニ口クリップ
波形発生ユニット
接続ケーブル
パルス発生ユニット
VIR 発生ユニット
ロジックユニット
ロジックプローブ

MR8740-50
U8975
L9790
L9790-01
MR8790
L9795-01
MR8791
U8794
8973
9327

1台
17 個
68 本
68 本
1個
4本
1個
5個
3個
3個

幅広い多チャネル測定に対応
高速、絶縁、高精度、これらの要素を多 ch 測定でも可能にしました。

5MS/s×108ch の高速＆絶縁記録
メモリハイコーダ
4ch アナログユニット
接続コード
ワニ口クリップ

MR8740-50
U8975
L9790
L9790-01

1台
27 個
108 本
108 本

サンプリング速度 50 回 / 秒 × 108ch の高精度電圧測定
メモリハイコーダ
デジタルボルトメータユニット
接続コード
ワニ口クリップ

MR8740-50
U8991
L9790
L9790-01

1台
27 個
108 本
108 本

ひずみゲージ式変換器 54ch の多チャンネルひずみ計測
メモリハイコーダ
ストレインユニット
変換ケーブル

MR8740-50
U8969
L9769

1台
27 個
54 本

お問い合わせは ...

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら
本社 カスタマーサポート

0120-72-0560（9:00 〜12:00, 13:00 〜17:00, 土・日・祝日を除く）

0268-28-0560
詳しい情報はWEBで検索

info@hioki.co.jp
HIOKI■本カタログの記載内容は 2018 年 7 月 19 日現在のものです。 ■本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 ■本カタログで使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
校正書類について 校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
MR8740T_J1-87M
販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は本社受注センターまで。 TEL 0268-28-1688 FAX は弊社営業拠点と共有で受信できますので、担当営業拠点宛にお願いします。