任意波形発生レコーダ
ソリューション カタログ
任意波形発生ユニット U8793 とメモリハイコーダ組合せ使用例のご紹介

メモリハイコーダが、試験・実験を便利にする「発生」「記録」をひとつに最大出力 15V

任意波形発生ユニット U8793

10 mHz 〜 100 kHz
出力周波数範囲（ファンクションジェネレータ機能）

メモリハイコーダ MR8847A

最高 2 MHzD/A 更新レート（任意波形機能）

2「発生」させながら「記録」を、１台でメモリハイコーダと任意波形発生ユニット U8793 を組み合わせると、ファンクションジェネレータ機能と任意波形発生機能、波形測定機能が１台で実現します。
信号の振幅や周波数を変えたり、各種波形をプログラムして順次出力など、試験条件を変えながらの波形観測が容易にできる記録計です。

アプリケーション例
回路基板へ出力条件を可変しながら波形観測

従来
電圧入力のみ回路基板

発生

記録

任意波形発生器

波形記録計▶
MR8847A と U8793 組合せ

任意波形発生ユニットU8793 を実装

回路基板

発生
記録
MR8847A

3

記録した波形を、そのまま出力できるメモリハイコーダと任意波形発生ユニット U8793 を組み合わせると、実車で記録した実波形を任意波形発生ユニットからそのまま出力、単体試験に利用できます。
さらに、信号の振幅や周波数を変えて出力する場合に必要であった発生器や、増幅器が無くても最大 15V まで絶縁出力できます。

アプリケーション例
自動車の電子制御基板 試験

従来
電子制御基板
記録波形を出力

記録

発生

実車でデータを記録

波形記録計

任意波形発生器

増幅器

単体試験

▶
MR8847A と U8793 組合せ
電子制御基板
記録波形を出力

記録

発生
単体試験

実車でデータを記録

MR8847A

任意波形発生ユニットを実装
増幅器なしで最大 15 V 出力可能

実波形を加工して再現試験

自動車用センサなどの模擬信号として外部に増幅器を接続する事なく、ダイレクトに印加が可能です。

メモリハイコーダで記録した信号を波形作成ソフト
SF8000 で再現、演算や加工して任意波形を作成して出力が可能です。

▶

最大 15V の高出力範囲

増幅器のノイズ影響を回避
ダイレクト印加による効果として、増幅器との組合せ使用によるノイズの影響を回避して、安定した出力を実現。
増幅器との組合せ出力波形

直接出力波形↓↓
15V 出力の観測波形を ×20 倍に拡大表示（100 mV/DIV）

100 mV↓↓

100 mV

波形作成ソフト SF8000

記録

波形編集

実波形

発生
加工した波形▶

4

効率を上げるのは設定のしやすさ記録した「測定データ」を効率良く発生したい。それを実現するのはメモリハイコーダ上で完結する「波形登録」から「出力設定」のしやすさです。さらに、多様なパターンで出力するための「プログラム設定」もメモリハイコーダで行えます。

波形登録

記録した波形を、繰返し発生データ数

測定データから波形登録
チャネル
データ先頭位置
データ数
変換比
データ名

データ先頭位置 ▶

Ch110020,000
1.5
TEST-1▶

欲しい信号を測定データから「切り出し」て波形登録▶
登録波形を「そのまま」発生

出力設定

波形登録した「任意波形のデータ名」と、発生するループ回数を設定

登録波形（イメージ表示）プログラム 多彩な波形を、つなぎ合わせ発生

任意波形パターン 1

サイン波

矩形波任意波形パターン 2▶

*1パターン 1 を 1s 実行*1
サイン波を 1s 実行*1矩形波を 1s 実行

パターン 2 を 500ms 実行*1. ステップの切り替えに約 20 μs 掛かります。

出力設定◀ 実行中ステップの進行状況が確認できる

5

最大 54 チャネル発生・絶縁出力

全チャネル同期出力、独立制御
同一ユニット内のチャネル間および、異なるユニット間での位相設定が可能です。

発生部をユニット化することで、2 チャネ
ルから最大 54 チャネル ※ の出力を実現。
機器同士をケーブルで接続することなく、チャネルを拡張できます。

3 ユニット（6ch）同期例 ※ユニット 1ユニット 2ユニット 3➡

➡

➡

2ch2ch※最大チャネル数はメモリハイコーダによります

出力チャネルはメモリハイコーダ本体間および、各チャネル間で絶縁されていますので、異なる電位にある機器を接続できます。

2ch

多チャネル出力を実現する「メモリハイコーダ」

6ch 同期出力可能

詳細の仕様は各メモリハイコーダの単品カタログを参照願います。

最大チャネル数はメモリハイコーダによります※

シーケンスのループがホールド設定の場合、外部入力信号でホールド解除できます。ch ごと独立した制御端子があり、ch 間を任意の時間差の出力タイミングで制御できます。

MR8827

最大 32chMR8740

最大 54chMR8847A

最大 16chMR8741

最大 16chMR8847A にはメモリ容量により 3 モデルあります。
MR8847-51: 64MW
MR8847-52: 256MW
MR8847-53: 512MW

発生ユニット MR8790, MR8791 は位相制御および、同期制御の機能はありません

波形作成ソフト SF8000

任意波形の作成はメモリハイコーダ本体ではできません。波形作成ソフト SF8000 をご利用下さい。

付属の波形作成ソフト SF8000 を、お手持ちのパソコンへインストールし、波形入力、あるいは関数入力にて波形作成が簡単にできます。また、実波形の加工もでき、ノイズの加算、波形の乗算などもスピーディーに可能です。
＊このソフトウェア（取扱説明書 PDF 版含む）は、メモリハイコーダ本体付属の「アプリケーションディスク」にパッケージされています。

● 波形作成実波形の加工

波形入力

実波形の入力LAN/ メディア経由

実波形の加工

▶

取り込み

発生

LAN/ メディア経由● 動作環境OS
メモリ容量
ハードディスク

Windows7（32bit/64bit）/Windows8.1（32bit/64bit）
1GB 以上の RAM（32bit）、2GB 以上の RAM（64bit）
10MB 以上の空き容量● インタフェース

入力

インタフェース
任意波形

読み込み可能ファイル形式
保存ファイル形式 SF8000 形式（PLS）、CSV 形式

編集

SF8000● パルスパターン作成
専用エディタにて入力、エディタ上にて範囲選択、コピー、ペースト、削除等の編集が可能
SF8000 形式（PLS）、CSV 形式

記録▶

ファイルからの入力：メモリハイコーダ MR8847A,
MR8847, 8847, MR8827, MR8740, MR8741 形式
電源品質アナライザ PW3198 形式
CSV 形式（メモリハイコーダおよび本アプリ形式）
基本波形による入力：サイン波・パルス波・三角波・ランプ波・SIN（X）/X 波・EXP 波・ノイズ・DC
描画ツールによる入力：自由曲線・直線
関数 14 種類：ABS（絶対値）
・SIN（サイン）・COS（コサイン）・
関数入力
DIFF（微分）・INTG（積分）・CINT（整数化）
・EXT（指数）・LOG（自然対数）・NRND（乱数）・SQUR（平方根）・RMPD（右下ランプ）・RMPU（右上ランプ）・
TRI（三角波）・INV（反転）制御語 7 種類：AREA・END・FOR・NEXT・PERIOD・PI・STEP・T・TO・V
ステップ入力ステップごとに波形を設定して入力
基本波形を選択：サイン波・矩形波・三角波・ランプ波・ノイズ・DC
読み込み可能波形作成ソフト：SF8000 形式（FGW）、7990 形式（WFG）
ファイル形式
任意波形発生器：7075 形式（WFG）
メモリハイコーダ：MR8847A, MR8847, 8847, MR8827,
MR8740, MR8741 形式（MEM）
電源品質アナライザ：PW3198 形式（EVT）、CSV 形式
入力済み波形の編集 カット・コピー・ペースト・クリア
入力済み波形の演算 加算・減算・乗算・正規化・サイズ変更・絶対値・反転・ミラー
波形表示
拡 大・ 縮 小・ ス ク ロ ー ル・TIME/DIV 表 示・V/DIV 表 示・Point 表示（時間軸、電圧軸）・% 表示（電圧軸）パルスパターン

LAN
メモリハイコーダのユニット番号と ch 番号を選択して任意波形データの転送
メモリハイコーダのユニット番号とパターンを選択してデータの転送6

アプリケーション
自動車・鉄道（輸送機器）の試験

振動の再現試験

エンジン制御、エアバック、ブレーキシステム、パワーステアリング、アクティ

メモリハイコーダを使用して記録したフィールドでの振動波形を振動試験

ブサスペンションなどの制御基板の試験を実波形で確認できます。

機に利用。再現試験が効率的に行えます。

メモリハイコーダを使用しての、車載で得た実波形の利用が効率的に行えます。

実波形を記録電圧出力

実波形を記録

振動試験機

トルク・回転数
圧力・加速度など、車載センサ信号

車載センサの検査

インバータモータの性能試験

自動車用車載センサの検査に。

イ ン バ ー タ モ ー タ、 エ ア コ ン、 照 明 器 具、 電 源 な ど の VVVF 制 御 評 価 やセンサへ入力するパルス信号の発生と、センサから出力される信号の記録をメPWM 波形などを作成し評価できます。

モリハイコーダと任意波形発生ユニットで実現します。発生電圧も自動車バッテリ電圧を想定した 14V が可能です。
DC14V パルス発生
増幅器

車載センサ

センサからの出力波形を記録
パワーステアリングの耐久試験

電源異常シミュレーション

パワーステアリングの動作信号をパターンごとに作成。

電源高調波による機器の誤動作を規定するイミュニティ試験の電源ディップ、耐久試験が効率的に行えます。

瞬断、電圧変動などの電源波形を作成したり、電源品質アナライザ PW3198で取得した実波形を読み込んで評価試験ができます。

出力波形例
正弦波

三角波

矩形波

パルス波（デューティ可変）ランプアップ波

ランプダウン波

スイープ出力プログラム出力7

任意波形発生ユニット U8793
仕様

注意： MR8847 の波形データは出力に利用できますが、発生は MR8847A のみとなります。

確度保証期間 1年, 調整後確度保証期間 1年

共通仕様

スイープ機能仕様

確度保証条件

スイープ波形
スイープフォーム
スイープ対象

確度保証温湿度範囲：23℃ ±5℃、80% rh 以下
ウォームアップ時間：30 分以上
U8793 を実装するメモリハイコーダの電源周波数：50 Hz/60 Hz±2 Hz
出力チャネル数
2ch/ ユニット
出力端子
SMB 端子
出力形式
不平衡出力（フローティング）
対地間最大定格電圧
AC33 V rms または DC 70 V
（各出力チャネル - 本体および外部入出力端子間、各出力チャネル間）
予想される過渡過電圧 330 V
最大出力電圧-10 V 〜 15 V
振幅設定範囲
0 V 〜 20 V p-p（設定分解能：1 mV）
DC オフセット設定範囲 -10 V 〜 15 V（設定分解能：1 mV）
出力インピーダンス
1 Ω 以下最大出力電流±10 mA（チャネルあたり）
許容負荷抵抗1.5 kΩ 以上
出力形態
波形出力 / 開放 / 短絡

スイープ時間設定範囲

プログラム仕様シーケンス長
ステップ制御ホールド設定出力時間設定範囲
ステップループ回数設定範囲
全体ループ回数設定範囲
モニタ機能

FG 機能仕様
出力波形

正弦波、矩形波、パルス波（Duty 比可変）、三角波、ランプ波、DC
0 Hz 〜 100 kHz（設定分解能：10 mHz）
± 0.015％ of setting± 0.05% of setting ± 10 mV（± 0.005% of settting ± 1 mV）/℃± 0.5% of setting ± 10 mVp-p（10 mHz 〜 10 kHz）
± 0.8% of setting ± 10 mVp-p（10 kHz 超〜 50 kHz）
± 1.0% of setting ± 10 mVp-p（50 kHz 超〜 100 kHz）（± 0.05％ of setting ± 1 mVp-p) /℃± 0.5％ of setting ± 10 mV（± 0.05％ of setting ± 1 mV）/℃-360°〜 360°（設定分解能：0.1°）
50 ns p-p 以内（矩形波、パルス波、三角波、ランプ波）
0.1％〜 99.9％（設定分解能：0.1％）
パルス幅 500 ns 以上で有効周期の ±0.1%（10 mHz 〜 5 kHz）
周期の ±0.5%（5 kHz 超〜 20 kHz）
周期の ±1.0％（20 kHz 超〜 100 kHz）

その他仕様

一般仕様

電圧軸分解能メ モ リ ハ イ コ ー ダ MR8847A, MR8847, 8847,MR8827, MR8740, MR8741 で測定した波形波形作成ソフト SF8000 で作成した波形
ウェーブフォームジェネレータ 7075 の保存波形 ※1
電源品質アナライザ PW3198 で測定した波形 ※1
CSV 形式で作成した波形 ※1※ ロジック波形は非対応
16 ビット

波形メモリ容量
ローパスフィルタ
D/A 更新レート

256 kW/ch×8 ブロック
2 次 LPF 50 Hz 〜 1 MHz（1、2、5 系列で 14 段階）
最高 2 MHz（設定分解能：10 mHz 分解能）

クロック周波数確度
ディレイ
ループ回数

±150 ppm（クロック周波数ジッタ :50 ns p-p 以内）-250.000 〜 250.000（1 データ単位で設定可能）
1 〜 50,000 回または∞出力周波数範囲
出力周波数確度
DC 出力確度
DC 出力温度特性
振幅確度

振幅温度特性DC オフセット確度
DC オフセット温度特性
位相差設定範囲
ジッタ
パルス波デューティ設定範囲
パルス波デューティ確度

任意波形発生仕様
出力波形※1

波形作成ソフト SF8000 を使用し変換して読み込む必要があります。

価格
任意波形発生ユニット U8793￥200,000（税抜き）

形名（発注コード） U8793

DC 以外の FG 波形、任意波形
リニア
FG 波形：周波数、振幅、オフセット、Duty（パルス波のみ）（周波数、振幅、オフセットは同時スイープ可能）
任意波形：クロック周波数、振幅、オフセット（クロック周波数、振幅、オフセットは同時スイープ可能）
10 μs 〜 1000 s（設定分解能：10 μs）

チャネル間同期
自己診断機能出力開始 / 停止
外部入力

外部出力

外部入出力端子波形出力表示

使用温湿度範囲
使用場所
保存温湿度範囲
適合規格
耐電圧

寸法・質量

最大 128 ステップをつなぎ合わせて出力
ステップごとに FG 波形、スイープ波形、任意波形を設定可能
ステップごとにループ回数（スイープ波形）または出力時間（FG 波形、任意波形）を設定可能
ステップごとに ON/OFF 設定可能
10 μs 〜 1000 s（FG 波形、任意波形）
1 〜 1,000 回（スイープ波形）
1 〜 50,000 回または∞実行中のステップ番号、ステップループ回数および全体ループ回数の表示が可能

ユニット内チャネル間の位相設定およびユニット間の位相設定可能
出力電圧値をモニタ可能
モニタ分解能：10 mV
モニタ確度：±3.0% f.s.（F.s.=15 V）
メモリハイコーダ本体のキー操作および本体外部制御端子への信号印加で可能
プログラム機能使用時、外部からの LOW レベル信号入力によりホールド解除して次のステップへ移行
制御電圧レベル：3.5 V 〜 5.0 V（HIGH レベル）、0 V 〜 0.8 V（LOW レベル）
応答パルス幅：100 μs 以上（LOW レベル）
波形出力時に出力
出力形式：オープンドレイン出力（5 V 電圧出力付、アクティブ LOW）
出力電圧レベル：4.0 V 〜 5.0 V（HIGH レベル）0 V 〜 0.5V（LOW レベル）、最大開閉能力：DC5 V 〜 30 V、50 mA
押しボタン式端子台
波形出力時に赤色 LED 点灯、出力 OFF 時に消灯

U8793 を実装するメモリハイコーダに準ずる
U8793 を実装するメモリハイコーダに準ずる
温度 -20℃〜 50℃、湿度 80％ rh 以下（結露しないこと）
安全性 EN61010
EMC EN61326
AC350 V（感度電流 1 mA）（各出力チャネル - 本体および外部入出力端子間、各出力チャネル間）
約 106 W×19.8 H×196.5 D mm、約 250g

操作取扱説明書（メモリハイコーダ付属のアプリケーションディスクに収納）セット例（発生 8ch・入力 8ch)

￥2,000,000（税抜き）

メモリハイコーダ
MR8847-51
任意波形発生ユニット U8793
アナログユニット
8966
接続ケーブルL9795-01

1台￥720,000
4 個 ￥200,000×4 ＝￥800,000
4 個 ￥100,000×4 ＝￥400,000
8本￥4,500×8= ￥36,000

接続コード8本

L9198￥5,500×8= ￥44,000

オプション※税抜き価格

接続ケーブル L9795-01￥4,500（税抜き）

対地間最大定格電圧：
AC33 V rms または、DC70 V
SMB 端子 - みの虫クリップ
ケーブル長：1.5 m

接続ケーブル L9795-02￥3,000（税抜き）

対地間最大定格電圧：
AC33 V rms または、DC70 V
SMB 端子 -BNC 端子
ケーブル長：1.5 m

MR8847-51 概略仕様
入力ユニット数

アナログユニット 8 台
アナログ 16ch+ ロジック 16ch最高サンプリング速度 20MS/ 秒
周波数特性
DC 〜 5 MHz（-3dB.8966 使用時）
メモリ容量トータル 64M ワード

8966 概略仕様
チャネル数
測定レンジ

2ch, 電圧入力
5mV 〜 20V/div, 12 レンジ’
フルスケール：20DIVメモリハイコーダの用途を広げる「発生ユニット」。試験に応じて測定系のユニットと混在装着が可能

関連製品

波形発生ユニット MR8790

パルス発生ユニット MR8791

一般仕様

確度保証期間 1年, 調整後確度保証期間 1年

一般仕様

出力チャネル数
自己診断機能電圧・電流モニタ機能（切り替え）

4ch/ ユニット（本体・出力間、全チャネル間 絶縁）あり（電圧・電流モニタにて）分解能：5 μA（電流モニタ）、10 mV（電圧モニタ）
モニタ確度：±3.0% f.s.
（f.s.=10 V: 電圧モニタ、f.s.=5 mA: 電流モニタ）

出力チャネル数

最大出力電流許容負荷抵抗
出力端子
出力構成
出力リレー
切り替え時間±5 mA
2 kΩ 以上
SMB 端子
波形出力 / 開放 / 短絡
5 ms 以下

出力保護
対地間最大定格電圧

出力電流 40 mA に制限（出力短絡時）
AC33 V rms または DC70 V（各出力チャネル - 本体間、各出力チャネル間）
予想される過渡過電圧 330 V
AC350 V/（感度電流 1 mA）（各出力チャネル - 本体間、各出力チャネル間）
安全性 EN61010
EMC EN61326
MR8790 を実装するメモリハイコーダに準ずる
MR8790 を実装するメモリハイコーダに準ずる-20℃〜 50℃、90％ rh 以下（結露しないこと）
約 106W×19.8H×196.5D mm（突起物を含まず）
約 230g

耐電圧
適合規格
使用温湿度範囲
使用場所
保存温湿度範囲
外径寸法
質量

電圧出力仕様最大出力電圧
分解能
出力周波数

±10 V
16bit
設定範囲：DC, 0 Hz 〜 20 kHz（正弦波）
設定分解能：1 Hz
周波数確度：±0.01% of setting
設定範囲：0 V 〜 20 V p-p
設定分解能：1 mV
振幅確度：±0.25% of setting ±2 mV p-p（1 Hz 〜 10 kHz）
±0.6% of setting ±2 mV p-p（10 kHz 超〜 20 kHz）
設定範囲：-10 V 〜 10 V
振幅と DC オフセットを合わせたピーク値は ±10 V に制限
設定分解能：1 mV
オフセット確度：±3 mV
出力確度：±0.6 mV

振幅

DC オフセット

DC 出力

操作取扱説明書（メモリハイコーダ付属のアプリケーションディスクに収納）

8ch/ ユニット（本体・出力間 絶縁）（各 ch 間非絶縁（GND 共通））（出力コネクタフレーム非絶縁（本体 GND））
出力モード 1
パターン出力 / パルス出力（8 チャネル共通切り替え）
出力モード 2
ロジック出力 / オープンコレクタ出力（8 チャネル個々に設定可）
ロジック出力 出力電圧レベル：0 V ─ 5 V（H レベル 3.8V 以上、L レベル 0.8 V 以下）
定格電流：±5 mA
オープンコレ コレクタ・エミッタ絶対最大定格電圧：50 V
クタ出力
過電流保護：100 mA
出力モード 3
出力 / 開放（＝自己診断）（8 チャネル共通切り替え）
オープンコレクタ出力 5 μs（max.）（負荷容量 1000 pF、プルアップ抵抗 1 kΩ）
規定（立ち上がり時間（10% ― 90%））
自己診断機能検出電圧：H レベル 3.4 V 以上、L レベル 1.6 V 以下
リレー切り替え時間
5 ms 以下（ロジック / オープンコレクタ切り替え、出力 / 開放（自己診断）切り替え）
対地間最大定格電圧
AC33 V rms または DC70 V（各出力チャネル - 本体間）
予想される過渡過電圧 330 V
耐電圧
AC350 V/（感度電流 1 mA）（各出力チャネル - 本体間、各出力ユニット間）
適合規格
安全性 EN61010
EMC EN61326
使用温湿度範囲
MR8791 を実装するメモリハイコーダに準ずる
使用場所
MR8791 を実装するメモリハイコーダに準ずる
保存温湿度範囲-20℃〜 50℃、90％ rh 以下（結露しないこと）
外径寸法
約 106W×19.8H×196.5D mm（突起物を含まず）
質量約 230g

パルス出力仕様
出力周波数

Duty

最小パルス幅波形発生ユニット

MR8790￥150,000（税抜き）

正弦波（20 kHz max.）と DC 電圧出力
1 ユニットあたり 4 チャネルの出力構成。
出力確度 ±0.6 mV の高精度 DC 出力により、微小なセンサ出力の電圧変化を模擬した出力が可能です。

オプション

設定範囲：0 Hz 〜 20 kHz（8 チャネル個々に設定可）
設定分解能：0.1 Hz
周波数確度：
MR8791 を実装するメモリハイコーダの時間軸確度に準ずる
設定範囲：0.1％〜 99.9％、0, 100％（DC）
設定分解能：0.1％
Duty 確度：
MR8791 を実装するメモリハイコーダの時間軸確度に準ずる
1 μs

パターン出力仕様
クロック周波数価格

確度保証期間 1年

メモリ（パターン）

範囲：0 Hz 〜 120 kHz（8 チャネル共通）
設定分解能：10 Hz
周波数確度：
MR8791 を実装するメモリハイコーダの時間軸確度に準ずる
2,048 word（16,384 bit=2,048 word×8 bit/word）

操作取扱説明書（メモリハイコーダ付属のアプリケーションディスクに収納）

価格
パルス発生ユニット MR8791

接続ケーブル L9795-01￥4,500（税抜き）

対地間最大定格電圧：AC33 V rms または、DC70 V
SMB 端子 - みの虫クリップ
ケーブル長：1.5 m

接続ケーブル L9795-02￥3,000（税抜き）

対地間最大定格電圧：AC33 V rms または、DC70 V
SMB 端子 -BNC 端子
ケーブル長：1.5 m￥150,000（税抜き）

パルス出力 / パターン出力 ,ロジック / オープンコレクタ出力
1 ユニットあたり 8 チャネルの出力構成。
パルス出力または編集したパターン出力を選択可能（全チャネル共通切り替え）。また出力形態は TTL レベルのロジック出力とオープンコレクタ出力が設定可能です。（チャネルごとに設定可能）お問い合わせは ...

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら
本社 カスタマーサポート

0120-72-0560（9:00 〜12:00, 13:00 〜17:00, 土・日・祝日を除く）

0268-28-0560
詳しい情報はWEBで検索

info@hioki.co.jp
HIOKI■本カタログの記載内容は 2018 年 10 月 1 日現在のものです。 ■本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 ■本カタログで使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
校正書類について 校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
U8793J4-8XB
販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は本社受注センターまで。 TEL 0268-28-1688 FAX は弊社営業拠点と共有で受信できますので、担当営業拠点宛にお願いします。