ハンディ型シグナルアナライザ

MSA500シリーズ

リアルタイム方式プラス掃引方式

MSA538748,000円
MSA5581,130,000円
MSA538TG 930,000円
MSA538E
889,000円
MSA558E 1,300,000円

リアルタイム方式プラス掃引方式ハンディ型シグナルアナライザ
高速フーリエ変換（FFT）によるリアルタイム方式と、従来の掃引方式の2方式を搭載したハンディ型シグナ
ルアナライザです。 両方式のそれぞれの長所を利用することができます。

MSA500シリーズの特長
1 リアルタイム方式プラス掃引方式
リアルタイム方式は瞬時に発生するスペクトルを見逃しません。 ノイズ測定や過渡的な現象を解析する場合に最適です。
一方、 掃引方式は広いスパンを観測するのに適しています。
各々の特長を活かして使い分けることにより、 さまざまなアプリケーションに対応することができます。

2 充実した解析機能
リアルタイム方式では、 スペクトル解析をはじめとしてスペクトログラム解析
やオーバーライト解析ができます。 さらに、 タイムドメイン解析も行うことができます。

3 アナライザの能力を拡大するタイムドメイン解析
リアルタイム方式ではパワー対時間、 周波数対時間、 位相対時間、 IQ 対時間、
Q 対 I の時間軸による解析ができます。

4 720フレーム / 秒の高速オーバーライト解析
リアルタイム方式でのオーバーライト解析は、 720フレーム / 秒で高速処理しますので希に発生する不要スペクトルも見逃しません。

5 強力なトリガ機能

リアルタイム方式と掃引方式の長所・短所

リアルタイム方式ではチャネルパワートリガ、 パワートリガ、 IF レベルトリガ、外部トリガと強力なトリガ機能を搭載。

6 最大20MHz スパンのリアルタイム処理
リアルタイム方式

リアルタイム方式では最大20MHz スパンで信号を観測することができます
ので、 ほとんどの無線通信の変調信号をキャッチできます。

長所
1. 突発信号やバースト信号あるいはノイズのような非定常信号のスペクトル解析を行うことができます。
2. パワー対時間、 周波数対時間、 位相対時間、 IQ 対時間、 Q 対 I のタイムドメイン
解析ができます。
3. トリガ機能が充実しているので、 希に発生するスペクトルでも確実に観測することができます。
4. 掃引モードのオーバーライト機能に比べ、 スペクトルの抜けの確率が格段に低くなっています。 特に 200kHz より狭いスパンでは抜けは生じません。
5. スペクトログラム解析により、 周波数とパワーの時間的変化を観測することができます。
6. I と Q データに分離しているため、 位相変調波などの複雑な信号の変調解析を行うことができます。
7. 全画面± 0.5ppm ±１ドットの高い周波数精度です。

7 16Kフレームの大容量メモリ内蔵と高速USB転送
リアルタイム方式では16K フレーム（64M バイト）の大容量 IQ メモリを内蔵していますので、 長時間のデータを捉えられます。 また、 IQ データは19ms/ フ
レームの速度で PC へ転送することができます。

8 平均ノイズレベル -162dBm/Hz-162dBm/Hz 〔MSA538/538TG/538E〕 及 び -157dBm/Hz〔MSA558 /558E〕の平均ノイズレベルを達成しています。
スパン20kHz のリアルタイムモードでは、 各々 -140dBm 及び -135dBm の平均ノイズレベルとなります。

9 小型・軽量1.8kg

短所
1. 周波数スパンが最大でも 20MHz と狭いです。

掃引方式
長所
1. 周波数スパンが広いので、 広い周波数レンジを一挙に観測することができます。
2. トラッキングジェネレータ機能があります。
3. EMI 測定機能があります。
4. 従来のスペクトラムアナライザの方式であるため使い慣れており、 アプリケーションも豊富です。

162(W) ×71(H) ×265(D)mm と小型で、 重さはバッテリを含めてもたった1.8kg です。 出張先や屋外での測定に大変便利です。

10 ４時間のバッテリ動作
オプションのリチウムイオン電池 MB400をフル充電すると、 おおよそ4時間（バックライトオフ）使用することができます。

11 USB メモリにデータ保存
外部メモリとして USB メモリを使用することができます。 画面は BMP 形式
で、 スペクトル波形、 IQ データ及び設定パラメータは CSV 形式で記憶されます。 また、 オプションの USB プリンタに画面をそのままハードコピーすることができます。

短所
1. 非定常信号を観測することが難しく、 Max ホールド機能を使用することにより観測することができる場合でも測定に時間がかかります。
2. タイムドメインでの解析は 〔ゼロスパン〕 のみです。
3. 変調解析ができません。
4. 画面上の周波数精度はリアルタイムモードに比べ劣ります。

2

12 大型ベンチタイプに引けを取らない機能• メジャリング機能：チャネルパワー、 隣接チャネル漏洩電力、 占有周波数帯幅、電界強度、 磁界強度、 ノイズ測定• 演算機能：Max ホールド、 Min ホールド、 平均化処理、 オーバーライト• マーカ測定及びピークサーチ機能

モデル

内容

MSA538

20kHz〜3.3GHz
もっともポピュラーなタイプ

MSA558

20kHz〜8.5GHz
無線系情報通信の殆どをカバー

MSA538TG

20kHz〜3.3GHz
5MHz〜3.3GHz出力TG搭載

MSA538E

20kHz〜3.3GHz
EMI測定機能搭載

MSA558E

20kHz〜8.5GHz
EMI測定機能搭載

大型カラー TFT ディスプレイ
(5.7インチ、 640×480ドット )RF 入力 (N(J) コネクタ )+27dBm/25VDCMAX+10〜 -60dBm/1dB ステップの基準レベル設定

PLL シンセサイザによる正確な中心周波数の設定

リアルタイムモード又は掃引モードの選択

メジャリング機能• チャネルパワー• 隣接チャネル漏洩電力• 占有周波数帯幅• 電界強度RBW と VBW の設定• 磁界強度• ノイズ

トリガの設定演算機能• Max ホールド
• Min ホールド
• 平均化処理• オーバーライト

Y 軸の感度設定（dB/div、Hz/div、°/div、V/div）
掃引時間と検波モードの設定

内部メモリと USB メモリにスペクトル波形と設定パラ
メータをセーブ。 1波形と1設定値をロードUSB プリンタへの印刷とUSB メモリへの画面記憶

マーカ測定とピークサーチ
ラベル作成など

USB B 端子外部トリガ入力（SMA(J)）

USB A 端子充電状態表示 LED

プロテクションバンパー

DC 電源入力

3

リアルタイムモードの説明
8種の解析機能応用
希に出る不要スペクトルの観測
通信系を乱す不要スペクトル（スプリアス）が希に現れることがあります。 スパンが広い場合は抜けが生じますが、 大きな蓄積フレーム数に設定することにより、スプリアスを捉える確率が上がります。

スペクトル解析
リアルタイムモードの最大の特長は、 ある切り取られた時間の信号スペクトルを抜けなく測定できることです。 掃引モードでは定常信号でない限り抜けが生じます。
スパンは20kHz 〜20MHz（1-2-5ステップ）の範囲で、 また中心周波数は100Hz の分解能で設定することができます。
IQメモリ

IQ メモリには指定されたアクイジショ
ンフレーム数（最大16,383フレーム）のデータがストアされます。 その中の指定された任意の１フレーム（解析スタートフレーム、 1024データ）をスペクトル解析します。

1フレーム

1フレーム分のスペクトル解析

タイムドメイン時間軸の解析ができることが MSA500シリーズの大きな特徴です。 サンプ
リング周波数は下式より求めることができます。
サンプリング周波数＝（34MHz＊指定スパン）/20MHz
1 パワー対時間
IQ データからパワーを計算し、 パワーの時間変化を表示します。
【設定】
X 軸：解析スタートフレーム、 解析フレーム数
Y 軸：オフセット、 スケール（1、 2、 5、 10dB/div）

スペクトログラム解析
スペクトログラムは X 軸が時間（フレーム）、 Y 軸が周波数、 Z 軸がパワー（大きさは色で表示）の３次元で表示されます。 つまり、 周波数の時間的変化を 振幅
X-Y 軸で、 パワーの時間的変化を X-Z
軸で観測することができます。
【設定】
X軸：解析スタートフレーム、解析フレーム数
Y軸：中心周波数、スパン

応用
ASK 変調波の観測
バースト状に出現し、 デジタル的に振幅変調された ASK 信号を観測することができます。

周波数

時間（フレーム）

応用
周波数ホッピング波形の観測
ホッピングした周波数の安定までの時間と、 パワーの安定までの時間を観測することができます。

2 周波数対時間
位相データとサンプリング時間から周波数を計算し、 周波数の時間変化を表示します。 周波数変化がない場合は0Hz となります。
ただし、 入力周波数がセンター周波数からずれている場合は、 ずれ分がオフセットして表示されます。
【設定】
X 軸：解析スタートフレーム、 解析フレーム数
Y 軸：周波数（スパンの1、 2、 5、 10%/div … 実際は、スパンに連動してHz/div 表示）
応用
FM 変調波の観測
FM 変調された信号波形を観測することができます。

オーバーライト解析
オーバーライトは、 １フレーム毎のスペ
スプリアス
クトル波形を重ね書きして表示する機
連続信号能です。 毎秒720フレームの速度で振幅
周波数
スペクトル波形を連続的に蓄積することができます。 発生頻度は色で表示されます。 トリガ機能を使うことはできません。 希に表れるスプリアス（不要スペクトル）などを捉えることがで時間（フレーム）
きます。
スペクトル波形は、 すべてのスパンで完全に取りこぼしがない訳ではありません。 下表に示すように、 スパンにより抜けが生じます。 ただし、 200kHz より狭いスパンでは抜けは生じません。

抜け時間
フレーム時間フレーム時間ビットマップメモリ
1380μs一定

スパン

フレーム時間

抜け時間

20MHz

30μs

1350μs

10MHz

60μs

1320μs

5MHz

120μs

1260μs

2MHz

300μs

1080μs

1MHz

600μs

780μs

500kHz

1.2ms

180μs

200〜

3〜

【設定】
20kHz
30ms
X 軸：中心周波数、 スパン
Y 軸：基準レベル、 スケール（2、 5、 10dB/div）
蓄積フレーム数：200、 500、 1000、 2000、 5000、 ∞フレーム

40μs（抜けなし）

3 位相対時間
IQ データから位相を計算し、 位相の時間変化を表示します。
【設定】
X 軸：解析スタートフレーム、 解析フレーム数
Y 軸：オフセット、 スケール（5、 10、 20、 40° /div）
応用
QPSK 変調波の位相波形
QPSK 変調波の位相が、 時間的にどのように変化しているかを観測することができます。

4 IQ対時間

プリトリガ

I 対時間と Q 対時間の2つの波形を表示します。 QPSK など位相変調の I と Qの時間波形を直接観測することができます。
【設定】
X 軸：解析スタートフレーム、 解析フレーム数
Y 軸：オフセット、 スケール（0.02、 0.05、 0.1、 0.2V/div）
応用
QPSK 変調波の I、 Q 波形

プリトリガの設定により、 トリガ点以前の信号を解析することができます。 プリトリガが0% のときはトリガ点以後の信号、 50% のときはトリガ点以前が半分、 以後が半分の信号、 100% のときはすべてトリガ点以前の信号が解析されます。 25% ステップで5ポジションを設定することができます。

0%
50%
100%
トリガ点

画面表示
画面表示は１波形表示のシング
ルビューと２波形表示のデュア
ルビューの２つがあります。
デュアルビューは、 MAIN 画面（上段）と SUB 画面（下段）とから成ります。 MAIN 画面と SUB
画面で表示される波形は下表の
通りです。

5 Q対I
I データを X 軸、 Q データを Y 軸にして極座標表示をします。 デジタル位相変調の初期位相補正なし、 かつ周波数差補正なしの生のコンスタレーション波
形を観測することができます。
【設定】
解析スタートフレーム、 解析フレーム数
応用
AM 変調波の極座標表示
AM 変調波が周波数シフトしている場合の観測例です。

デュアルビュー

シングルビュー

MAIN画面

SUB画面• スペクトル• スペクトル• パワー対時間• スペクトログラム• スペクトログラム• スペクトログラム• オーバーライト• パワー対時間• パワー対時間• 周波数対時間• 周波数対時間• 位相対時間• 位相対時間• IQ対時間• IQ対時間

• Q対I

• Q対I

トリガ機能
強力なトリガ機能を備えているため、 あらゆるアプリケーションにおいて確実に所望の信号を捉えることができます。 以下に説明しますトリガソースやプリトリガの他に、 フリーランとトリガを選択できるトリガモードや、 シングルとコ
ンティニューを選択できるスキャンモードがあります。

トリガソース
CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

SPAN

①チャネルパワートリガ
スパン内を5チャネルに分割（CH1〜 CH5）し、その中の指定されたチャネルの全パワーの瞬時値がトリガ設定値を横切る時、 トリガが発生します。 立上り / 立下りのスロープ設定もできます。 ホッピング信号を捉える時に便利です。
②パワートリガ
表示画面内の全パワーの瞬時値がトリガ設定
値を横切る時、 トリガが発生します。 立上り /立下りのスロープ設定もできます。

トリガレベル③ IF レベルトリガ
IF 信号（17MHz で変調されている）のレベルがトリガ設定値を横切る時、 トリガが発生します。 立上り / 立下りのスロープ設定はできま
せん。

17MHz

④外部トリガEXT TRIG コネクタに入力された外部信号でトリガが発生します。 入力電圧
範囲は1〜10Vp-p、 周波数範囲は DC 〜5MHz です。 立上り / 立下りのス
ロープ設定もできます。

16K フレームの大容量 IQ メモリ
A/D 変 換 さ れ た デ ー タ は I と Q に 分 離 さ れ、 DDC （Digital Down
Converter）を通った後、 16K フレーム（16,383フレーム、 64Ｍバイト）のIQ メモリにストアされます。 IQ メモリは、 前もってアクイジションフレーム数を指定しておきます。
USB 通信により画面の表示波形の他、 この IQ データも PC に転送することができます。
最長連続記録時間は下式で示されます。
最長連続記録時間＝30.112μs＊（20MHz / 指定スパン）＊16,383
例えば、 指定スパンが1MHz の時、 最長連続記録時間は9.87秒となり、 長
時間の解析が可能です。

USB 通信と PC での変調解析
MSA500シリーズは、 16K フレーム（64M バイト）の大容量 IQ メモリを内蔵しています。 IQ メモリから USB インタフェースを介して PC へ19ms/ フレー
ムで高速転送することができます。 転送された IQ データを基にして、 PC 上
で復調することにより EVM 測定やコンスタレーション表示などの変調解析を行うことができます。 100フレーム分の IQ データの転送時間は、 わずか1.9
秒です。
QPSK や QAM などのデジタル位相変調の解析に大変有用です。 ただし、
PC ソフトウェアはユーザ側で作成する必要があります。 また、 USB 通信による転送データのサイズを下表に示します。
USB 転送データ

データの種類
IQデータ
スペクトル波形

最大64MByte
掃引モード：1001×2Byte
リアルタイムモード：501×2Byte

5リアルタイムモードと掃引モードの共通機能
メジャリング機能

チャネルパワー測定
バンドセンターとバンド幅で指定されたバンド内 ( 図の色塗部分 ) の電力の総和を測定します。 つまり、 規
定された周波数帯域内の総電力を測定することができます。 もちろん、雑音電力も測定することができます。 電力の総和の他、 指定された
帯域内の平均電力を表示する機能もあります。

バンドセンターバンド幅

従来の低周波から高周波までを1本のアンテナでカバーする方式は、 アンテ
ナ共振点からはずれた範囲を使用していましたので、 アンテナ利得が低く、 そのためダイナミックレンジが大幅に悪化していました。 MSA500シリーズは、
周波数帯毎にアンテナを用意し、 利得の高い共振点のみを使用しているため広いダイナミックレンジを確保する
アンテナ利得ことができます。 ご要望により他の帯域のアンテナも用意します。 電界
強度は、 本器内でアンテナ毎に校正されていますので、 直接測定値を従来方式での使用範囲
読むことができます。
ま た、 M401 〜 M407、 M308 ～本器でのM310の他、 USER アンテナを選使用範囲
択すればお手持ちのアンテナで電周波数界強度を測定できます。
さらに、 電力密度（dB μ W/m2) と磁界強度（dB μ A/ ｍ）を電界強度から算出することによって測定することができます。

磁界強度測定隣接チャネル漏洩電力測定
オフセット周波数と帯域幅で指定された範囲内 ( 図の色塗部分 ) の電力と搬送波電力との比として、
隣接チャネル漏洩電力を測定することができます。 測定は上側と下側漏洩電力の両方が行われます。
また、 搬送波電力の定義の分類により、 トータルパワー法、 基準レベ
ル法及び帯域内法の3種から選択することができます。

① MMP500（対象機種：MSA538E、 558E）

オフセット
下側漏洩
電力
帯域幅
上側漏洩
電力

電源ラインの伝導性妨害ノイズを電気的に非接触で測定できます。 また、 基板上の妨害ノイズも非接触で測定することができます。 測定値
は本器内で校正されています。 パ
ワーエレクトロニクス機器の測定に最適です。
■ 測定周波数範囲：20kHz～100MHz（MMP500単体では9kHz～100MHz）② CP-2SA（対象機種：全モデル）
LSI やプリント回路基板上の磁界分布を精密に測定することができます。
CP-2SA の磁界検出部は高周波特性に優れたガラスセラミック多層基板技術を採用したシールデッドループ構造ですから、 磁界成分だけを検出し、 再
現性の良い測定が行えます。
■ 測定周波数範囲：10MHz ～3GHz

占有周波数帯幅測定
ピークレベルから X(dB) 下った点の帯域幅または全電力の N(％ ) の点の帯域幅として占有周波数帯幅を測定することができます。

XdBダウン点
又は
N％電力点

占有周波数
帯幅

電界強度測定具体的な使用例として、 LSI の電源端子に挿入するバイパスコンデンサの効
き具合やプリント配線基板の配線ルールの評価等があります。 CP-2SA は空間分解能が高いため隣接したパターンの影響を受けません。

オプションのポータブルアンテナを入力コネクタに接続することによって電界強度を測定することができます。 ポータブルアンテナは用途に応じて用意してあります。

隣接したマイクロストリップラインの測定例
dBμA/m正弦波の特徴を観測（隣接配線の影響は全くなし）

dBμA/m

短形波の特徴を観測（隣接配線の影響はかなり小さい）

磁界

磁界
周波数

周波数

隣接配線の周波数成分（スペクトラム）
が充分小さい値まで低減されている。
→空間分解能向上の効果
短形波
0.1ミリメートル

正弦波

0.5ミリメートル
0.1ミリメートル（マイクロストリップライン）

6ノイズ測定ノ イ ズ 量 を 測 定 し ま す。 単 位 は dBm/BW、 dB μ V/ √BW、 dBmV/ √BW、
dBV/ √BW、 から選択することができます。 また、 帯域幅 BW は1Hz 〜3MHz（１-3ステップ）を設定することができます。 BW を1Hz に設定すればノイズ
Hz 等となります。
量の単位は dBm/Hz、 dB μ V/ √オ−バ−ライト
掃引毎（リアルタイムモードではスキャン毎）に画面を消去せず重ね書きして表示します。 重ね書き回数は2〜1024回まで2の累乗ステップ及び無限回で設定することができます。 信号の変化の過程を観測するときに便利です。
また、 希に発生する信号を観測するのにも有効です。
なお、 リアルタイムモードの時は当機能は解析機能から選択します。

演算機能

MaxホールドX 軸の各ポイント毎に前回掃引時のデータと今回掃引時のデータを比較し、大きい方を残して表示します。 掃引回数（リアルタイムモードではスキャン回数）は、 2〜1024回まで2の累乗ステップ及び無限回で設定することができます。
変調信号や間欠的に発生するバースト信号、 周波数ドリフトを観測することができます。 また、 EMI 測定のように最大レベルを測定したいときに有効です。

マーカとピークサーチ

マーカ測定
マーカ測定は、 1つ又は2つのマーカ点の周波数 ( 最大有効桁数8桁 ) とレベル ( 最大有効桁数4桁 ) を測定して表示する SINGLE 又は DUAL マーカモー
ドと、 2つのマーカ間 (1つは基準マーカ ) の周波数差とレベル差を測定して表示する DELTA マーカモードがあります。
オーバーライト解析ではマーカ測定は使用できません。

Minホ−ルドX 軸の各ポイント毎に前回掃引時のデータと今回掃引時のデータを比較し、小さい方を残して表示します。 掃引回数（リアルタイムモードではスキャン回数）は、 2〜1024回まで2の累乗ステップ及び無限回で設定することができます。

DUALマーカ測定

平均化処理
掃引毎（リアルタイムモードではスキャン毎）に単純平均処理を行います。 平
均化回数は、 2〜1024回まで2の累乗ステップで設定することができます。
ノイズに埋れた信号成分を観測することができます。

DELTAマーカ測定

7

アクティブエリア

ピークサーチ
ピークサーチは、 周波数軸の全10div をサーチ範囲としてピークレベルをサーチする WHOLE ピークサーチモードと、 中心値と幅によって指定された領域内のピークレベルをサーチする ZONE ピークサーチモードとがあります。
WHOLE モードではサーチキーを押した時のみピークレベルにマーカが移動しますが、 ZONE モードでは1掃引毎 ( リアルタイムモードでは1スキャン毎）にピークレベルにマーカが追随します。 なお、 WHOLE モードでは、 NEXT ピー
クサーチ ( 次に大きいレベルのサーチ ) ができます。
さらに、 dB 系（dBm など）からリニア系（W など）に単位変換する機能が付い
ています。

ロード波形
設定パラメータ

ラベルエリア

ファイル名：BASE352acp8 _ SP 098①② ③① 作成したラベルが付与されます。

WHOLEピークサーチ② 選択した保存データが付与されます。
S ： スペクトル波形
P ： 設定パラメータ
I ： IQ データ（解析範囲）
SP ： スペクトル波形＋設定パラメータ
IP ： IQ データ（解析範囲）＋設定パラメータ
IF ： IQ データ（取込範囲）＋設定パラメータ③ 同一のラベル名に対し、 追番が自動的に付与されます。
セーブしたデータは1つだけ画面にロードすることができ、 ロードデータの設定パラメータが画面上に表示されます。

ZONEピークサーチ● COPY キーからの保存
保存データ数は限定されず、 USB メモリの容量のみに依存します。 画面全体 (ファンクションメニューは除く)または波形部画面（アクティブエリアは除く）
を選択することができ、 BMP 形式で保存されます。 この保存データは本器の画面にロードすることはできません。 なお、 セーブした内部メモリのデー
タを一括して USB メモリへ転送することもできます。

測定データの保存
つぎの4つの方法でスペクトル波形、 IQ データ及び設定パラメータを保存することができます。 保存するデータにラベルあるいはファイル名を付けることができますので、 データ整理に大変有効です。
● ラベル機能
作成したラベルは、 画面のラベルエリアに表示されます。 文字は、 数字 (0〜9)、 小文字アルファベット（a 〜 z)、 大文字アルファベット (A 〜 Z) および記号 ( ＠、 ＃、 ！など ) の4種類が用意されています。 文字数は最大16文字です。
ラベル例 BASE352acp8 ( 次項の画面参照 )このラベルは、 画面がそのまま BMP 形式で記憶される USB メモリへの保存やプリンタへの印刷でコメント文として活用することができます。 また、 セー
ブ / ロードにおいては、 ファイル名の一部として利用されます。

USBメモリへの保存
USB メ モ リ へ の 保 存 は、 SAVE/LOAD キーまたは COPY キー から行うことができます。

● SAVE/LOAD キーからの保存
データを CSV 形式で USB メモリに保存することができます。 保存できる
データはスペクトル波形、 IQ データ及び設定パラメータです。 保存データは次のようにファイル名で管理され、 SAVE/LOAD キーを押したときファ
イル名がアクティブエリアに表示されます。

8

内部メモリへの保存
USB メモリの 「 SAVE/LOAD キーからの保存」 とまったく同じ要領で、 セー
ブ・ロード・削除を行います。 保存できるデータはスペクトル波形と設定パラメー
タのみです。
ただし、 保存データ数は最大200データです。

ＡＵＴＯチューニング

プリンタへの印刷
本器の USB A 端子に USB ケーブル MI400( オプション ) で USB プリンタ ( オプション ) を接続することによって画面のハードコピーをとることができます。
COPY キーを押すと印刷モードに入ります。 プリンタは AC アダプタと乾電池の2電源方式ですので、 AC 電源のない屋外でも測定データを簡単にハードコピーできます。 乾電池動作ではおおよそ140枚の画面のハードコピーが
可能です。
MI400

FREQ キーのファンクションキーの1つ AUTO TUNE キーを押すと、 3.3GHz（MSA538/538TG/538E) または8.5GHz(MSA558/558E）帯域内の最大レベルの信号をサーチします。 スペクトルは画面中央にチューニングされ、かつ最適な基準レベルに設定されます。 また、 指定された周波数スパンで表示されます。 さらに、 分解能帯域幅、 ビデオ帯域幅及び掃引時間は最適値に自動的に設定されます。 未知の信号の測定のとき使用すると大変便利です。
掃引モードでのみ有効です。

MSA500シリーズ
USBプリンタ
COPY

フルスパンで最大レベルを検出指定された周波数
スパンで表示PCソフトウェアでの保存

オート動作

オプションの PC ソフトウェアを用いて、 各種データを PC に保存できます。
■ PC ソフトウェア

MAS500PC からリモート制御・設定し、 PC 画面上に波形を表示します。
表示した波形を CSV または BMP 形式で保存できます。
（掃引モード限定）■ IQ データ表示解析ソフトウェア

MAS501

IQ データの表示・解析ができます。
予め MSA500本体で測定を行い、 USB メモリに IQ データを保存しておく必要があります。
（リアルタイムモード限定）■ ロギングソフトウェア

MAS510

長時間に亘る波形データを連続記録できます。 データはバイナリ形式です。
専用のコンバータソフトを用いて、 CSV ファイルに変換することができます。
（掃引モード限定）■ EMI 測定ソフトウェア

MAS530放射・伝導エミッションの自動測定が行えます。 データはバイナリ形式です。
アプリケーションの機能として、 画面キャプチャやテキストデータコピーができます。
（MSA538E、 558E のみ対象）
詳しくは、 「オプション」 をご覧ください。

設定された周波数スパンをもとに、 分解能帯域幅、 ビデオ帯域幅及び掃引時間が自動的に設定されます。 また、 分解能帯域幅、 ビデオ帯域幅あるいは掃引時間のいずれか1つまたは2つだけを自動設定にすることもできます。 周
波数スパンに付随したこれら3つのパラメータが自動的に設定されますので、わずらわしい操作から開放されます。 このオート動作は掃引モードでのみ有効です。
さらに、 入力アッテネータと IF アンプは基準レベルに連動し、 最適値にセットされます。

バッテリ動作
内蔵バッテリとしてリチウムイオン電池 (MB400、 オプション ) を採用することにより、 本体を大きくすることなくおおよそ4時間のバッテリ動作（バックラ
イトオフにて）を実現しています。 また、 電池の取り付け及び取りはずしはワンタッチで行える構造です。
さらに、 画面上には電池の残量が5段階で表示されます。
● 電池の充電すべてのモデルは急速充電回路を備えていますので、 おおよそ4時間で空の状態から満充電となります。
充電は電源オフの状態で、 付属品の AC アダプタ MA400を接続して行います。 充電状態は本器の右サイドにある2色 LED( 充電状態表示 LED) で確認することができます。
充電状態

LED の色

充電中

赤

充電完了

緑

電池の未装着緑

異常時

赤点滅※LEDは電源オン時は消灯。

なお、 異常時とは充電時間を過ぎても充電が完了しない ( タイムアウト ) 場合と電池が過電圧となった場合です。

9トラッキングジェネレータ搭載

MSA538TG

トラッキングジェネレータは掃引モードでのみ有効で、 掃引に同期した周波数の正弦波を発生する信号発生器です。 例
えば、 シグナルアナライザが10MHz をスイープしているときは10MHz、 1GHz の時は1GHz を出力します。
したがって、 煩わしい操作をすることなしに、 各種電子デバ
MA430

イスの振幅周波数特性を画面上でそのまま観測することができます。
また、 DTF アダプタ MA430( オプション）を接続することでケーブル障害位置測定が、 VSWR ブリッジを接続することでリターンロス測定ができます。

フィルタの周波数特性評価
フ ィ ル タ の 入 力 を TG 出 力 に、 フ ィ ル タ の 出 力 を RF 入 力 に 接 続 し ま す。
5MHz 〜3.3 GHzの範囲でフィルタの周波数特性を観測することができます。
なお、 ノーマライズ機能を使用することにより、 同軸ケーブルや MSA538TGの周波数特性を平坦に補正することができます。

TG OUT

RF IN

OUT

バンドパス
フィルタ

IN

MSA538TG

リターンロス測定
VSWR ブリッジを別途用意することで、 電子デバイスや回路のリターンロスを測定することができます。 測定周波数範囲は、 5MHz 〜3GHz です。
なお、 ノーマライズ機能を使用することにより、 リターンロス0dB の校正ができます。

TG OUTRF IN

VSWRブリッジ
OUT

ケーブル障害位置（DTF）測定
ケーブルの障害位置や正常ケーブルの長さを測定することができます。 測定
範囲は、 50Ωケーブルで0.3〜1000m、 75Ωケーブルで1〜400m。
従来の TDR 法では最大反射点しか検知できませんでしたが、 MA430では小さな障害も見逃しません。

DTFアダプタ
MA430

被試験ケーブル

MSA538TG

10

×

×

小さな
障害

大きな
障害

IN
被試験物

MSA538TG

EMI測定機能搭載

MSA538E/558E

EMIトータル試験システム ＭR2300

MSA538E/558Eは、EMI測定の中核となる測定器です。 QP 検波、 AV 検波、
RBW9kHz/120kHz/1MHz（6dB）などの機能を備え、 Precompliance の放射性妨害ノイズ測定と伝導性妨害ノイズ測定を行うことができます。
また、 磁界プローブ MMP500およびPCソフトウェア
MAS530

電波暗箱
MY5310/5310S/5310SU/5410

CP-2SAにより、ノイズ発生源の特定ができます。
MSA538E/558E
LISN MPW201B

測定モードとプリセット

分解能帯域幅(RBW）

以下の3つの測定モードから選択することができます。 測定モードに対応したプリセット値が自動的に設定されますので、 わずらわしい設定なしに EMI試験を行うことができます。
測定モード

ファンクションキー

プリセット

NORM（F1)

通常の初期値を設定

伝導性妨害ノイズ測定

EMI-C（F2)伝導性測定の初期値を設定

放射性妨害ノイズ測定

EMI-R（F3)放射性測定の初期値を設定

通常測定

CISPR 規格では、 伝導性妨害ノイズは9kHz、 30〜1000MHz の放射性妨
害ノイズは120kHz、 1GHz 以上の放射性妨害ノイズは1MHz の RBW で測定するよう規定されています。 帯域幅は6dB における値です。
MSA538E/558E は、 この3つの RBW のほか、 3dB における帯域幅が300Hz 〜3MHz（1−3ステップ）の RBW フィルタも備えています。

1001点の横軸データ

検波モード
検波モードは、 PK( 尖頭値 ) 検波、 QP( 準尖頭値 ) 検波、 AV( 平均値 ) 検波の3種類を備えています。 掃引モードのみ有効です。 下図に示したように、 測定
レベルは検波モードにより、 PK ≧ QP ≧ AV が成立します。 また、 CW 波のような狭帯域信号の場合は PK ＝ QP ＝ AV となります。

MSA538E/558E の画面では横軸501点で表示されますが、 内部では1
掃引1001点でスペクトル波形を取り込んでいます。 この1001点のデータがパソコンへ転送され、 PC ソフトウェア MAS530で処理されてパソコン画面に表示されますので、 画面はより見やすくなります。

PK検波
QP検波

AV検波

PK 検波は、 測定モードを通常測定、 検波モードを PosPeak、 演算機能を
MaxHold に設定することにより実現することができます。 PK 検波は、 QP お
よび AV 検波のように時定数が大きくありませんので、 速い掃引時間で妨害
ノイズを観測することができます。 したがって、 規格はずれ等の問題となる
妨害ノイズを少ない数に絞り込む際に使用すると便利です。
QP 検波は伝導性と放射性妨害ノイズ測定で、 AV 検波は伝導性妨害ノイズ測定で使用されます。 PK 検波によって絞り込まれたスペクトルに対する最終測定で使用すると測定時間を短縮することができます。

11

オプションアンテナ

ソフトウェアポータブルアンテナ M400シリーズ、M300シリーズ

PCソフトウェア MAS500
MAS500は、 5モデルのシグナルア
ナライザを PC から制御し、 スペクト
ル波形を表示するソフトウェアです。
画面をそのまま BMP 形式で、 またスペクトル波形を CSV 形式で保存することができます。
標準価格：15,800円

M401
18,000円

M402
18,000円

モデル

USB メモリに保存した IQ データを表示・解析するためのソフトウェアです。
• スペクトラム• パワー vs 時間• 周波数 vs 時間• 位相 vs 時間• スペクトログラム
標準価格：15,800円

ロギングソフトウェア MAS510
MAS510は、 無人監視で測定デー
タをロギングする PC ソフトウェアです。 夜間の異常信号監視や長時間の無人データ記録に最適です。
• 指定した周波数帯域、 サンプリング
間隔、 計測時間でロギングができます。
• ファイルに保存されたスペクトル波
形をビデオ再生操作のように早送
りや早戻し、 およびリミットライン
を超えた画面の頭出しができます。
• リミットラインを超えたスペクトルが発生した場合、 自動的にエラー表示します。

記録(録画)時M404
18,000円

周波数範囲

M401

IQデータ表示解析ソフトウェア MAS501

M403
18,000円

0.8〜1GHz

M405
23,000円

M407
23,000円

M306
33,000円

M308
33,000円

M309
33,000円

M310
39,000円

利得 (typ)

VSWR

大きさ

重さ

+1dBi 以上

＜1.5

7.5φ×280mm

65g

M402

1.25〜1.65GHz+1dBi 以上

＜1.5

7.5φ×280mm

65g

M403

1.7〜2.2GHz+1dBi 以上

＜1.8

7.5φ×210mm

65g
65g

M404

2.25〜2.65GHz+1dBi 以上

＜1.8

7.5φ×210mm

M405

300〜500MHz+1dBi 以上

＜1.5

8.0φ×212mm

62g

M407

470〜770MHz+1dBi 以上

＜1.5

8.0φ×138mm

56g

M306

4.8～6.2GHz+1dBi 以上

<1.8

16φ×100mm

22g

M308

3.6～4.2ＧＨｚ+1dBi 以上

＜2.0

16φ×100ｍｍ

22ｇ

M309

4.4～4.9ＧＨｚ+1dBi 以上

＜2.0

16φ×100ｍｍ

22ｇ

M310

5.9～7.2GHz

0.7dBi(typ)<2.0

16φ×100mm

22g１）アンテナ利得と VSWR は周波数範囲の中心にて
２）コネクタ :N(P)@M401～405/M407、 SMA(P)@M306/M308～ M310
※ M306、 M308、 M309、 M310を取り付けるには変換アダプタ MA306が必要です。

ループアンテナ MAN120
低周波の信号やノイズの検出に適したア
ンテナ。
周波数範囲

50kHz 〜33MHz

大きさ

420( φ ) ×13(T)mm

重さ

1.2kg
198,000円

価格

バイコニカルアンテナ MAN150/150B
広帯域・小型・軽量のアンテナ。

標準価格：195,000円

EMI測定ソフトウェア MAS530

モデル

スペクトラムアナライザの操作や EMI
規格に不慣れであっても簡単に使用することができるよう、 スペクトラム
アナライザの設定値や代表的な EMI
規格値をプリセットしたソフトウェア
です。 また、 規格外れのスペクトルを探し、 その QP 検波値あるいは AV
検波値を測定するまでの手順を簡素化するために自動測定モードを用意しています。
※ MSA538E、 558E 専用

測定周波数
ゲイン
アンテナファクタ

MAN150

MAN150B

20MHz ～3GHz

30MHz ～1GHz-45dBi ～ +1dBi（公称値）-31dBi ～ +1dBi（公称値）

20～51dB/m

17～31dB/m
SMA(J)

コネクタ
大きさ（L × W × D)
重さ

350×160×140mm

540×225×225mm

約350g

約1150g

価格

見積依頼

見積依頼

ログペリオディックアンテナ MAN160A/160B

標準価格：98,000円
モデル

DTF アダプタ

MA430

50Ω測定キット： 236,200円
75Ω測定キット： 270,400円

12

最大電力

100W（CW かつ400MHz において）

VSWR

■ 構成品
• アンテナ本体• グリップ• アンテナデータ• ハードケース

MAN160B

700MHz ～4GHz 700MHz ～6GHz

50Ω（公称）

インピーダンス■ 障害位置測定距離範囲
0.3〜1000m ＠50Ωケーブル
1〜400m ＠75Ωケーブル■ ケーブル情報リスト
111種類＠50Ωケーブル
11種類＠75Ωケーブル

MAN160A

周波数範囲

2.0以下（代表値）

ゲイン

4dBi（代表値）

5dBi（代表値）

アンテナファクタ

23～38dB/m26～41dB/m

SMA(J)

コネクタ
寸法
重さ
価格

340(L) ×200(W) ×25(D)mm
270g
見積依頼

250g
見積依頼

低雑音アンプ

同軸部品

MAP301/302
シグナルアナライザのプリアンプとして使用できます。
MAP301

項目

同軸アッテネータ MG-XXdB
価格：13,000円(全モデル)

MAP302周波数範囲 100kHz 〜500MHz 20MHz 〜3GHz
50dB

ゲイン

モデル

20dB

3.5dB

3.5dB

MG-1dB、 2dB、 3dB、 4dB＜±0.5dB＜±1dB

298,000円

MG-5dB、 6dB、 7dB、 8dB＜±0.7dB＜±1.2dB

MG-9dB、 10dB、12dB、 13dB＜±1.0dB＜±1.25dB

MG-14dB、 15dB、 20dB＜±1.2dB＜±1.3dB

MG-30dB＜±1.2dB ＠ DC 〜8GHz

定格
電力

VSWR

DC 〜12.4GHz 12.4GHz 〜18GHz

388,000円

雑音指数（NF）
価格

減衰誤差＜1.15＠DC〜4GHz＜1.2＠4〜12.4GHz

1W＜1.3＠12.4〜18GHz＜1.2＠ DC 〜8GHz※コネクタ、インピーダンス：ＳＭＡ(Ｐ)/ＳＭＡ(Ｊ)、50Ω

プローブ
磁界プローブ MP500
9kHz の低周波までの伝導性妨害ノイズ測定が可能。
9kHz ～100MHz

周波数範囲
最大測定レベル

119dB μ V

適合機種

MSA538E/558E
155,000円

価格

終端器
モデル 周波数範囲
MG-50Ｓ DC〜18GHz

VSWR
4〜8GHz8〜12.4GHz 12.4〜18GHz

終端
電力

＜1.10

＜1.15

0.25W SMA(P)DC 〜4GHz＜1.08

MG-50Ｎ DC〜8GHz＜1.20＜1.2＠ DC 〜8GHz

2W

コネクタ

N(P)

価格
8,000円
12,200円※インピーダンス：50Ω

同軸ケーブルUSB プリンタ

モデル

長さ

周波数範囲

価格

感熱ラインドット方式

MC102

SMA(P)/BNC(P)1.5m DC 〜2GHz

15,000円

用紙

80mm 幅感熱紙

MC201

SMA(P)/SMA(P)0.5m DC 〜18.5GHz

22,000円

電源• 内部：単3アルカリ電池4本• 外部：7.5VDC/3A(専用ACアダプタ)

MC202

SMA(P)/SMA(P)3m DC 〜18.5GHz

49,000円

MC203

SMA(P)/SMA(P)4m DC 〜18.5GHz

57,000円

MC204

SMA(P)/SMA(P)1.5m DC ～18.5GHz

23,600円

MC301

SMA(P)/SMA(P)0.5m DC 〜10GHz

15,000円

MC302

SMA(P)/SMA(P)1m DC 〜10GHz

16,000円

MC303

SMA(P)/SMA(P)1.5m DC 〜10GHz

17,000円

MC304

SMA(P)/N(J)0.2m DC 〜4GHz

13,000円

MC305

SMA(P)/N(P)0.2m DC 〜4GHz

13,000円

MC306

SMA(P)/BNC(J)0.2m DC 〜2GHz

13,000円

MC307

SMA(P)/BNC(P)0.2m DC 〜2GHz

11,000円

MC308

N(P)/N(P)0.5m DC 〜10GHz

12,000円

MC309

N(P)/N(P)

1m DC 〜10GHz

13,000円

MC310

N(P)/N(P)1.5m DC 〜10GHz

14,000円

MC311

N(P)/SMA(J)0.2m DC 〜10GHz

10,000円

MC312

N(P)/BNC(J)0.2m DC 〜2GHz

9,200円MC313

N(P)/BNC(P)0.2m DC 〜2GHz

8,800円MC314

BNC(P)/BNC(P)1.5m DC 〜2GHz

4,000円大きさ

134(W) ×60(H) ×180(D)mm

重さ

約450g( 本体のみ )データ入力 USB 2.0

価格

リチウムイオン電池

コネクタ

印字方式

• 本体：37,800円（ACアダプタプリンタ用紙1巻付き）• プリンタ用紙：3,800円（10巻入り )MB400
7.4V/5000mAh
価格：21,600円

変換アダプタUSB ケーブル

MI400
コネクタ
長さ
価格

A 端子 /B 端子
1m3,500円

モデル

コネクタ

MA301

BNC(P)/BNC(J)インピーダンス

50Ω /75Ω DC 〜2GHz

周波数範囲22,000円

価格

MA302

BNC(P)/N(J)75Ω /75Ω DC 〜1.8GHz

8,000円MA303

BNC(P)/N(P)75Ω /75Ω DC 〜1.8GHz

8,400円MA304

BNC(P)/F(J)75Ω /75Ω DC 〜1.8GHz

11,000円

MA305

BNC(P)/F(P)75Ω /75Ω DC 〜1.8GHz

11,000円

MA306

N(P)/SMA(J)50Ω /50Ω DC 〜12.4GHz

12,500円

MA307

N(P)/BNC(J)50Ω /50Ω DC 〜2GHz

8,500円

MA308

N(P)/BNC(J)50Ω /75Ω DC 〜2GHz

29,200円

MA309

N(J)/BNC(P)50Ω /50Ω DC 〜2GHz

7,300円13

Specifications
周波数系
測定周波数

入力アッテネータ
20kHz ～3.3GHz ＜ MSA538/538TG/538E ＞
20kHz ～8.5GHz ＜ MSA558/558E ＞

0～25dB（1dB ステップ）、 基準レベルに連動

切換誤差±0.6dB 以内＠100MHz

表示スケールセンター周波数
設定分解能

減衰範囲

表示ドット数100Hz
設定はロータリーエンコーダ、 数字入力及びファンクション種類

掃引モード：± （30 ＋ 20T） kHz ± 1 ド ッ ト 以 内 ＠ ス パ ン ≦ 10MHz、±（60＋300T）kHz±1ドット以内＠スパン≧20MHz、

周波数対時間：スパンの1、 2、 5、 10%/div（実際はスパン※1に連動して Hz/div 表示）※1位相対時間：5、 10、 20、 40° /div

リアルタイムモード：±0.5ppm±1ドット以内

IQ 対時間：0.1、 0.2、 0.4V/div

周波数スパン
設定範囲

表示確度±（0.2dB ＋1ドット）/5dB 以内、ステップ）及び3.3GHz( フルスパン )±（0.4dB ＋1ドット）/10dB 以内、±（0.9dB ＋1ドット）/83dB 以内

0Hz（ゼロスパン）、 100kHz ～5GHz（1-2-5

オフセット

表示ドット

設定範囲

スペクトル：±200dB、 分解能0.1dBステップ）及び8.5GHz（フルスパン）

パワー対時間：±100dB、 分解能1dB＜ MSA558/558E ＞

周波数対時間：±（SPAN/2）、 分解能（SPAN/100）

リアルタイムモード：20kHz ～20MHz（1-2-5ステップ）

分解能帯域幅±（0.1dB ＋1ドット）/2dB 以内、掃引モード：0Hz（ゼロスパン）、 100kHz ～2GHz（1-2-5＜ MSA538/538TG/538E ＞

確度

スペクトル及びオーバーライト：2、 5、 10dB/div
パワー対時間：1、 2、 5、 10dB/div

キーによる
確度

381点 /10div

掃引モード：±3%±1ドット以内＠AUTOより１段遅い掃引時間、

位相対時間：±200°、 分解能1°
IQ 対時間：±1V、 分解能10mV※1

リアルタイムモード：±0.1% ±1ドット以内

最大RF入力レベル+27dBm（CW 平均電力）、 25VDC

501ドットRF 入力コネクタ

N(J) コネクタ

掃引モードのみ有効、 3dB 帯域幅300Hz ～3MHz（1-3ステップ）及び AUTO
＜ MSA538/538TG/558＞
300Hz ～ 3MHz （1-3 ス テ ッ プ） 及 び AUTO、 更 に
9k(6dB)、 120k(6dB)、 1MHz(6dB)＜ MSA538E/558E ＞

硬度±10％（＠3MHz 以外）、 ±20％（＠3MHz）

選択度

1：4.5（代表値）＠3dB：60dB

ビデオ帯域幅

掃引モードのみ有効、 3dB 帯域幅

掃引系

設定範囲

100Hz ～1MHz（1-3ステップ）及び AUTO

SSB 位相ノイズ-95dBc/Hz（代表値）＠100kHz オフセット

スプリアス-60dBc 以下 @ 掃引モード、 REF レベルから5dB 以上低

掃引時間
設定範囲

-60dBc 以下 @ リアルタイムモード、 REF レベルから5dB

558E のみ、 フルスパン）及び AUTO
確度

±2.5％±1ドット以内 ＠フルスパン＜MSA558/558E＞

では中心周波数±200MHz の範囲外に
トリガ(REF-30dB) 以上の信号無きこと

高調波±0.1％±1ドット以内 ＠フルスパン除く±1.5％±1ドット以内 ＠フルスパン＜MSA538/538TG/538E＞

以上低い信号に対して、 MSA558/558E

残留応答10ms ～30s （1-3ステップ、 スパン0～2GHz）及び AUTO
30ms ～30s （1-3 ス テ ッ プ、 ス パ ン 5GHz ＠ MSA558/

い信号に対して、 MSA558/558E では
スプリアスフリーモード

掃引モードのみ有効

リアルタイムモードと掃引モードのゼロスパンのみ有効-80dBm（代表値）＠基準レベル≦ -15dBm

トリガモードフリーラン、 トリガ-40dBc（代表値）＠10MHz 以上

スキャンモード

シングル、 コンティニュー＠リアルタイムモードのみ有効

トリガソース

掃引モード：内部及び外部

基準周波数
温度特性

±0.2ppm 以内＠0～50℃

経年変化±0.5ppm 以内＠1年

リアルタイムモード：チャネルパワー、 パワー、 IF レベル及び外部
レベル設定範囲

内部＠掃引モード：固定
チャネルパワー：0dB(基準レベル)～−40dB、1dBステップ
パワー：0dB(基準レベル)～−40dB、1dBステップ
IFレベル：1～100%（A/D変換器フルスケール）、1%ステップ

振幅系
基準レベル
+10～ -60dBm、 1dB ステップ

確度

±0.8dB ±1ドット以内＠ CF100MHz、 REF -15dBm、

単位

プリトリガ

リアルタイムモードのみ有効

設定範囲

0～100%、 25% ステップ

入力電圧範囲

1～10Vp-p

周波数範囲

DC ～5MHzdBm、 dBV、 dBmV、 dB μ V、 dB μ V/m、 dB μ A/m

入力 RC

約10k Ω //15pF 以下-162dBm/Hz（代表値） ＠1GHz＜MSA538/538TG/538E＞

入力結合

DC 結合

トリガレベル

約0.56V（固定）最大入力電圧±50V（DC ＋ ACpeak）

入力コネクタSMA(J) コネクタ

※1-157dBm/Hz（代表値） ＠1GHz ＜MSA558/558E＞【参考】
リアルタイムモード、 1GHz、 スパン20kHz では-140dBm（代表値）＜ MSA538/538TG/538E ＞-135dBm（代表値）＜ MSA558/558E ＞
周波数特性

立上り、 立下り＠リアルタイムモードのみ有効

外部トリガ

設定範囲

平均雑音レベル

スロープ

時間分解能

14.7ns ＠ IF レベル±1.0dB ±1ドット以内 ＠10MHz 以上

14

入力インピーダンス

50Ω

入力 VSWR

2.0（代表値）

5サンプル＠チャネルパワー
1サンプル＠パワー±2.6dB ±1ドット以内 ＠10MHz 未満
検波モード

ポジティブピーク、 ネガティブピーク、 サンプル
＠掃引モードのみ有効※ MSA538E/558E は上記の他、 準ピークと平均が追加

リアルタイムモード

EMI 測定機能（MSA538E/558E のみ）

IQ メモリ容量

64M バイト

最大フレーム数

16,383フレーム

フレーム時間検波方式※掃引モードのみ有効30.1μ s（スパン20MHz）～30.1ms（スパン20kHz）

分解能帯域幅9kHz(6dB)、 120kHz(6dB)、 1MHz(6dB) 及 び 300Hz～3MHz（1-3ステップ）

解析機能
スペクトル解析PosPK（ポジティブピーク）、 QP（準ピーク）、 AV（平均）検波※ (6dB) の記載のない RBW は3dB 帯域幅
１フレーム分のデータがスペクトル演算され、 表示される。

窓関数

4項ブラックマン・ハリス

等価雑音帯域幅

スパン /301

QP 検波時定数
時定数

スペクトログラム解析 時間 ( フレーム ) が X 軸、 周波数が Y 軸、 パワーが Z 軸（色

RBW

9kHz

120kHz

1MHz

充電

1ms

1ms

1ms

放電

160ms

550ms

550ms

にて表示）の3次元表示
オーバーライト解析 1フレーム毎のスペクトル波形を重ね書きして表示
重ね書き頻度

色にて表示

蓄積速度

720フレーム /s

蓄積フレーム数

200、 500、 1000、 2000、 5000、 ∞フレーム

タイムドメイン解析
パワー対時間一般性能

IQ データを基に下記5種類の解析を表示

通信

時間を X 軸、 パワーを Y 軸に表示

インタフェース

USB2.0対応

周波数対時間時間を X 軸、 周波数を Y 軸に表示

コネクタ

B 端子（デバイス）

位相対時間

時間を X 軸、 位相を Y 軸に表示

転送速度

フルスピード（12Mbps）

IQ 対時間時間を X 軸、 IQ データを Y 軸に2トレース表示

転送データ数

501点（スペクトル）/ 最大64M バイト（IQ データ）@ リアル

Q対I

I データを X 軸、 Q データを Y 軸に極座標表示

タイムモード1001点 @ 掃引モード
ハードコピー接ハードコピー

共通機能
メジャリング機能

USB メモリ

ラメータ )〕を記憶できる。
※ロード後に再解析できるのは〔IQ データ＋設定パラメータ〕

プションのポータブルアンテナ必要）、 磁界強度測定（オプショのみンの磁界プローブ必要）、 ノイズ測定
Norm、 MaxHold、 MinHold、 Averaging、 OverWrite

表示

掃引モード：掃引回数2～1024回（2の累乗）及び無限回を設定

表示器

5.7インチ、 カラー LCD

リアルタイムモード：スキャン回数2～1024回（2の累乗）及び無

バックライトLED バックライト

ドット数

640(H) ×480(V) ドット

限回を設定※スペクトル波形のみ有効。
マーカ測定

オーバーライト解析では使用できない。
SINGLE：1つのマーカ点の周波数（最大8桁）とレベル（最電源
種類
専用 AC アダプタ

入力：100～240VAC

DELTA：2つのマーカ点間の周波数差とレベル差を表示。

出力：9VDC/2.6A

全10div（WHOLE）又は指定されたゾーン内（ZONE）のピー

リチウムイオン電池 7.4V/5000mAh

ク点、 あるいは WHOLE モードでは NEXT ピーク点をサー充電機能

チし、 周波数とレベルを表示。 dB 系からリニア系への単位変換機能付き。 オーバーライト解析では使用できない。
AUTO チューニング

外部 DC 電源（専用 AC アダプタ MA400）、 リチウムイオン
電池（オプション MB400）大4桁）を表示。
DUAL：2つのマーカ点の各々の周波数とレベルを表示。
ピークサーチ機能

A 端子（ホスト）を使用。 スペクトル波形、 IQ データ、 設定パラメータ及び〔( スペクトル波形又は IQ データ ) ＋ ( 設定パ

チャネルパワー測定（電力の総和と平均電力）、 隣接チャネ
ル漏洩電力測定、 占有周波数帯幅測定、 電界強度測定（オ

演算機能

A 端子（ホスト）を使用して USB プリンタ（オプション）に直

電源オフ時のみ充電ができる
2色（赤・緑）LED により4つの充電状態を表示

電池残量表示

5段階表示

ファンクションキーの AUTO TUNE を押すとフルスパン内の最大レベルのスペクトルに中心周波数を合わせ、 かつ最適な基準レベルに設定する。 さらに、 分解能帯域幅、 ビデ
オ帯域幅及び掃引時間を最適値に設定する。
掃引モードのみ有効。

その他
動作温度

セーブ / ロード
セーブ動作

200スペクトル波形と200設定パラメータをセーブ※リアルタイムモードにおけるスペクトログラム波形、 オーバー

スなし）
動作湿度

ライト波形、 タイムドメイン波形5種及び IQ データはセー
1スペクトル波形と1設定パラメータをロード

40℃ /80%RH 以下（性 能 保 証 は 33 ℃ /70%RH 以 下、 た だ し ※ １ は 28 ℃

ブできない。
ロード動作

0～50℃（性能保証は23±10℃、 ただし※１は23±5℃、 ソフトケー/70%RH 以下、 ソフトケースなし）
保存温・湿度大きさ-20～60℃、 60℃ /70%RH 以下
162(W) ×71(H) ×265(D)mm（突起物、 保護ラバー、 スタンドは含まず）

トラッキングジェネレータ（MSA538TG/ 掃引モードのみ）
出力周波数

5MHz ～3.3GHz

出力レベル-10dBm ±1dB@1GHz（固定）出力レベル平坦性±1.5dB

ノーマライズ機能

入力レベルの周波数特性を画面上平坦に補正する。

出力インピーダンス

50Ω

出力 VSWR

2.0以下

出力コネクタN(J) コネクタ

重さ

約1.8kg（バッテリを含む）

EMC

EMC 指令2004/108/EC に適合
IEC/EN61326-2-1:2012
CISPR Pub11 Group1、 class A

標準附属品

AC アダプタ MA400・ソフトケース
アクセサリ収納袋・取扱説明書

T：掃引時間 (s)、 ※１：23±5℃、 28℃ /70%RH 以下

15

※仕様・形状は、 事前の断りなしに変更されることがあります。 ※実際の色とは異なることがあります。 ご了承ください。 ※表示価格には消費税は含まれておりません。 別途申し受けます。
取扱店〒193-0934 東京都八王子市小比企町2987-2
TEL：042 (637) 3667

FAX：042 (637) 0227

URL : https://micronix-jp.com/

E-mail : micronix_j@micronix-jp.com

CS2409