お問合せはhttps://www.daiichi-kagaku.co.jp/
定格
電圧

定格
電力

150V

160W〜21kW

オプション
（外付）
品名

0FK-3シリーズ

0電圧

電圧

電源

V
FK-3シリーズ

電流Ⅰ

0電流Ⅰ

異なる容量の機種でも専用ケーブルを接続するだけで、接続台数や総合電流・電力をマスター機が認識し、集中表示します。
接続台数の誤設定や、制御ケーブル抜けによる計測値の誤表示を防止します。
※FK-3-LシリーズとFK-3-LZ シリーズ（0V対応機種）の並列接続はできません。
マスター機

パソコン

FK-3シリーズ31台まで■電流遮断機能

燃料電池のインピーダンスを測定する方法のひとつに、電流遮断法があります。
これは負荷電流を急激に遮断した際の燃料電池端子間の電圧波形により、内部インピーダンスを推定する方法です。本機は電流遮断機能を標準装備しており、特に0A付近のテー
また、
ル電流※ の発生しない回路を新たに開発・採用しています。
遮断／回復のスルーレートを独立して設定できるため、配線インダクタンスによる電圧波形のオーバーシュートやリンギングを低減できます。
※テール電流：0A付近で電流が直線的に降下せず、長い尾を引く現象

並列台数自動認識画面

専用ケーブルで接続して電源をONにするだけで、接続台数をスピードサーチ。面倒な機種や容量などの設定は不要です。

最大21kW（11台）まで並列運転可能

並列台数変更画面

定電流動作

電力リミッタ
設定値■プログラム機能

定電圧動作

0V

スイ−ブ

ステップ
動作

スイ−ブ
動作

時間

入力電源ケーブル

長さ1m

定格AC250V

RHZF-E-W

EIA規格

MI-FK3-B-E

EIA規格

RHZF-J-W

6,600

3,300

16,50019,80011,000JIS規格

RB-ZX-W

ブランクパネル

5,500

10A

JIS規格

MI-FK3-B-J

FK-3-2000-LB用

4,400

長さ600mm

W-0914

ラックマウントホルダ

44,000許容電流200A

長さ300mm12,7003,100

幅107mm■交流重畳機能仕様
仕様
希望小売価格（円・税抜）

2つの設定値（NORMAL／EVENT）間で負荷条件の急変を繰り返す動作が可能です。スルーレート設定が可能なほか、動作周期は時間および周波数、デューティー比で設定可能。直流電源の過渡応答試験やダイオードの電流試験、電池のパルス放電試験などを簡単に行えます。

■低電圧リミッタ機能

電池などの放電試験で過放電を防止する機能です。低電圧リミット値（UVL）を設定しておけば、設定値以下にならないように負荷電（CCモード／CRモード／CPモード）流を自動的に制限します。
負荷ON／OFF 時の電流スルーレート（A/μs）設定が可能です。配線が長い場合の過渡的な電圧変動や負荷電流のオーバーシュー（CCモード／CRモード）トなどの防止に効果的です。

負荷条件

FK-3-200-L

352,000

473,000

218,000

マスター

0〜150V〈※1〉−0.5〜150V〈※1〉
80A

200A

400A

最大負荷電力160W

480W

200W

400W

1000W

2000W

0 ～40A

0～120A

0 ～40A

200V(L:100μA H:1mA )L:±0.2% of set±10mA H:±0.2% ofset±40mA

設定確度(L:1mAH:10mA )L:±0.2% of set±30mA H:±0.2% of
set±120mA

0 ～80A(L:100μA H:1mA )(L:200μA H:2mA )L:±0.2% of set±10mA H:±0.2% of
set±40mA

L:±0.2% of set±20mA H:±0.2% of
set±80mA

0 ～200A(L:1mAー

H:10mA )L:±0.2% of set±50mA H:±0.2% of
set±200mA

ーー安定度（負荷電圧変動）

4mA

12mA

4mA

8mA

20mA

リップル（実効値）

6mAr.m.s

18mAr.m.s

4mAr.m.s

8mAr.m.s

20mAr.m.sー（TYP）
ノイズ（p-p 値）

40mAp-p

120mAp-p

40mAp-p

80mAp-p

200mAp-p

ー

定電圧特性CV 設定確度

CV⊿R

-0.5～150V (L:1mV H:10mV )0 ～ 4Ω(1mΩ)

CV⊿R

0 ～150V (L:1mV H:10mV )0 ～ 1.33Ω(1mΩ)

0 ～ 4Ω(1mΩ)±1％ of set±4mΩ

定格可変範囲

(カッコ内は設定分解能）

保護装置

出力保護

ダイナミック動作

スルーレート設定範囲 Lレンジ
可変範囲
Hレンジ

±1％ of set±2mΩ

±1％ of set±4mΩ

ーー±1％ of set±2mΩ

ーー

20mV rms

10mV rms

ー37mΩ～100kΩ (27S～10μS)

12.3mΩ～20kΩ (81S ～50μS)

37mΩ～100kΩ (27S～10μS)

18.5mΩ～50kΩ (54S ～20μS)

7.4mΩ～20kΩ (135S ～50μS)

0 ～ 160W

0 ～ 480W

0 ～ 200W

0 ～ 400W

0 ～ 1000W(10mW)(10mW)(10mW)(10mW)ーー(100mW)

過電圧、過電流、過温度、逆接続、外部接点による入力遮断、バイアス電源異常、ブースター機異常
32μA/μS～320mA/μS

96μA/μS～960mA/μS

32μA/μS～320mA/μS

64μA/μS～640mA/μS

160μA/μS～1.6A/μS

ー320μA/μS～3.2A/μS

960μA/μS～9.6A/μS

320μA/μS～3.2A/μS

640μA/μS～6.4A/μS

1.6mA/μS～16A/μSー130VA以下

230VA以下

動作電源
消費電力

ー
0 ～ 0.8Ω(1mΩ)

50mV

リップル（実効値）
定抵抗特性CR 定格可変範囲(シーメンス値)

0 ～ 2Ω(1mΩ)

L:±0.1％ of set±15mV H:±0.1％ of set±80mV

安定度（負荷電流変動）

AC90V〜250V
190VA以下

スルーレート可変機能

530VA以下

単相

68VA以下45Hz〜65Hz
80VA以下定電流（CC）／定抵抗（CR）モードのスルーレートを変更可能

ー

交流重畳機

交流重畳信号入力より正弦波を重畳可能

ー

電流遮断機

前面ボタン、通信コマンド、または外部TTLレベル信号により遮断可能

ー

並列運転

FK-3 シリーズによる並列運転： 11 台（マスター機含む）

アナログ制御・モニタ
自動ロードオフー

事前の設定条件による負荷のOFFが可能。設定パラメータ：電圧、電流低下、電流増加、経過時間、積算電流、積算電力

ー

電流・電力・低電圧などによるリミット設定が可能

ー

RS-232C/RS-485標準装備

ーリミット
動作環境外形寸法(カッコ内は突起物含む寸法)

ブースターユニットによる並列運転： 11 台（マスター機含む）

外部アナログ制御（外部電圧・抵抗または接点）
・モニター標準装備

通信インターフェイス

質量537,000
ブースター専用

40A

設定範囲

その他

537,000

120A（カッコ内は設定分解能）

入力仕様

295,000

FK-3-2000-LB〈※2〉40A（カッコ内は設定分解能）

定電力特性CP

FK-3-1000-L

最大電流

定格可変範囲定電流特性CＣ

FK-3-400-L
マスターまたはブースター

絶対最大電圧〈※2〉※ダイナミック動作時のスルーレートと負荷ON/OFF時のスルーレートの設定範囲は異なりま外付けスイッチなどで本機の電源をONにする場合に、電流のオーバーシュートを防止できます。動作開始電圧以下ではLOAD ON状態でも負荷電流はカットオフされ、動作開始電圧以上になった時点で、設定されたスルーレートで負荷電流が立ち上がります。

FK-3-480-LZ

動作電圧す。

■ソフトスタート機能

FK-3-160-LZ

動作タイプ

交流法によるインピーダンス測定に対応した交流重畳端子を装備。各種電池の寿命や効率、出力特性などをより高精度に測定可能です。負荷電流に交流成分を重畳し、周波数を変化させながら、燃料電池などの内部インピーダンスを測定します。

■ダイナミック動作

形名

周囲温度0〜40℃（動作）/ ｰ20〜70℃（保存）、湿度20〜80%RH（動作）/ 20〜80%RH（保存）、凍結、結露、腐食性ガスなきこと
Ｗ：214.5
Ｈ：130（147）
Ｄ：405（461.5）
7.5kg

Ｗ：429.5（435.9）
Ｈ：130（139）
Ｄ：405（483.5）
16kg

Ｗ：143
Ｈ：130（147）
Ｄ：405（461.5）5kg

Ｗ：214.5
Ｈ：130（147）
Ｄ：405（461.5）
8kg

Ｗ：429.5（435.9）
Ｈ：130（139）
Ｄ：405（483.5）
15kg

Ｗ：429.5（435.9）
Ｈ：147（167）
Ｄ：550（611.5）

INDEX

INDEX

事前の設定値に達すると、自動的にLOAD OFFする機能です。
電圧低下、電流低下、電流増加、経過時間、積算電流、積算電力に対応したLOAD OFFが可能です。

68

T485/DSUB-01M

T485/DSUB-0R6M

22,000

外観図

外観図

ステップ
動作

長さ2m

〈注〉

■スルーレート設定機能（負荷ON/OFF時）

動作
任意のパターンを簡単にできる
スイープ＆ステップ機能を搭載。
ステップ
動作
複雑な負荷の変動パターンをあ 負荷電流らかじめ登録しておき、自動的に繰り返して実行できます。
さまざ
ま な 波 形 の 負 荷 によるシミュレーションが可能です。

■自動ロードオフ機能

負荷電圧33,000

通信関連

通信関連

FK-3-LZシリーズは−0.5Vからのフル電流に対応。
燃料電池や各種蓄電池の劣化試験や、太陽電池などの短絡特性試験などに活用できます。新開発の電源により、 最低動作電圧−0.5V低ノイズ化も実現しました。

許容電流200A

ソフトウェア/特殊/アダプタ/アクセサリー■0V対応（FK-3-LZシリーズ）

負荷電流

ソフトウェア/特殊/
アダプタ/アクセサリー

前回使用時と並列構成が変わった場合に警告を表示。ケーブルの抜けや構成変更によるトラブルを未然に防ぐ安全設計です。

背面の並列接続端子に専用ケーブルを差し込むだけ

長さ1m

許容電流200A

双方向電源

双方向電源

制御のワンコントロールと総合ワンモニターを実現

38,500FKLW-200-02M

T485/DSUB-0R3M

ラックマウントホルダ

許容電流100A

長さ500mm

RJ-485 DSUBケーブル

27,500

許容電流100A

長さ2m

FKLW-200-0R5M
FKLW-200-01M

16,500

許容電流100A

長さ1m

FKLW-100-02M

33,00022,000

電子負荷

電子負荷

ブースター2

長さ500mm

FKLW-100-01M

許容電流50A

許容電流50A

バイポーラ

バイポーラ

■インテリジェント並列運転機能

ブースター1

長さ2m

長さ1m

11,000〈注〉クロスケーブルとなりますのでPLCによっては接続できない場合がございます。ご利用するPLCをご確認ください。

可変電圧電流可変V

FKLW-50-02M

2,800

許容電流50A

交流電源

負荷電圧を変化させた場合でも、負荷電力を一定に保つように負荷電流を制御する動作モードです。電池の定電力放電などに活用できます。

電圧

交流電源

定電力（CP）モード

負荷電流を変化させた場合でも、負荷電圧を一定に保つ動作モードです。等価直列抵抗（⊿R）の設定により、電池の内部抵抗などのシミュレーションも可能です。
電流

マルチ接続ケーブル（オプション）

電流Ⅰ

定電圧（CV）モード

電源

長さ500mm

FKLW-100-0R5M※PLCとの接続用です。

2,200

直流電源

変V
FK-3シリーズ

電流Ⅰ

FKLW-50-0R5M

長さ600mm

製品系統図

可電圧

電圧

電圧

電圧

直流電源

電流

パソコンなどによる制御・監視に対応したRS-232C／RS-485の2系統のシリアル通信ポートを標準装備しています。
オプションのマルチ接続ケーブルを使用すれば、1個のシリアル通信ポートで31台までのFK-3シリーズを制御できます。通信コマンドは業界標準のSCPIプロトコルに準拠した形式のほか、弊社FKシリーズ互換形式も選択できるので、システムソフトウェアの小規模な変更だけでFKシリーズからの置き換えが可能です。

2,500長さ300mm

FKP-0R6M■シリアル通信ポート標準装備

2,000

長さ2m

特長

製品系統図

負荷電圧に対して負荷電流が比例関係になる動作モードです。

02,200

1,700

長さ1m

FKP-0R3M

特長
定抵抗（CR）モード

負荷電圧を変化させた場合でも、負荷電流を一定に保つ動作モードです。

V

長さ700mm

FKLW-50-01M

定電流（CC）モード

FK-3シリーズ

T485-0R7M

並列接続ケーブル

大型グラフィック液晶採用。現在の計測値などの情報を確認しながら設定でき、回転ダイヤルと十字型矢印キーによる直感的な操作で、設定値を素早く変更可能。

電源

1,400

長さ600mm

T485-02M■使いやすいマルチモード

電源

希望小売価格（円・税抜）

T485-01M

低インピーダンスケーブル可変仕様
長さ300mm

T485-0R6M

マルチ接続ケーブル

FK -3 Series

形名
T485-0R3M

FK-3

FK-3

マルチモード直流電子負荷装置をさらに使いやすくしました
また、新たに「定電流応答速度切替」
をサポートすることで配線状況による発振状態を抑制可能電流

本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

25kg■定電流応答速度切替機能

供試体の条件や用途に応じて定電流（CC）モードの応答速度を2段階（SLOW/FAST）
で設定することができます。
69