DCM2000DR
DIGITAL CLAMP METER

取扱説明書
INSTRUCTION MANUALDRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

【1

【2

【3

【4

【5

【6

【7

【8

保

DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

010

目

次

【1】安全に関する項目〜ご使用の前に必ずお読みください。〜
1 − 01
1 − 02
1 − 03

警告マークなどの記号説明… ………………………………… 001
安全使用のための警告文… …………………………………… 001
過負荷保護入力値… …………………………………………… 002

2 − 01
2 − 02用特

3 − 01
3 − 02

本体、テストリード… ………………………………………… 004
表示器… ………………………………………………………… 005

4 − 01
4 − 024 − 034 − 044 − 05
4 − 06
4 − 07
4 − 084 − 094 − 104 − 114 − 124 − 13

電源ス イッチ兼フ ァンクションスイッチ…………………………
オートパワーセーブ機能… ……………………………………
電池消耗警告表示… ……………………………………………
測定機能選択…：…
ボタン… ……………………………
バックライト機能……：…
（） ボ タ ン … … ……………
レンジホールド機能：…
…ボタン… ……………………
相対値測定機能：…ボタン… …………………………
データホールド機能：…
…ボタン… ………………………
ピークホールド機能：（）ボタン… ………………
EF 検知機能…
（検電）： ボタン… ……………………………
ブザー解除機能… ………………………………………………
交流検波方式… …………………………………………………
クレストファクタ（波高率）……………………………………

5 − 01
5 − 025 − 035 − 04
5 − 05
5 − 06
5 − 07
5 − 085 − 09

始業点検… ……………………………………………………… 010… ローインピーダンス電圧・抵抗…自動判別測定（Auto…Ω・V）…… 010…可変周波数駆動（Variable…Frequency…Drive）
交流電圧測定… … 013… 交流電圧測定（ACV）………………………………………… 014… 直流電圧測定…/…直流電圧 + 交流電圧（DCV/…DCV+ACV）… … 015… 電流（A）測定（ACA/DCA/…DCA+ACA）………………… 016… 抵抗測定…/…導通チェック…………………………………… 018… 静電容量測定 / ダイオードテスト………………………… 019（Electric…Field…）検知 （検電）…
… …………………………… 020

6 − 01
6 − 02
6 − 03
6 − 04

保守点検… ………………………………………………………
校正・点検… ……………………………………………………
保管について… …………………………………………………
内蔵電池交換… …………………………………………………

7 − 01
7 − 02
7 − 03

保証期間について… …………………………………………… 023
修理について… ………………………………………………… 023
お問い合わせ… ………………………………………………… 024【2】用途と特長

途… ………………………………………………………… 003
長… ………………………………………………………… 003【3】各部の名称【4】機能説明【5】測定方法【6】保守管理について【7】アフターサービスについて

【8】仕

006
006
006
006
006
007
007
007
007
009
009
009
009

021
021
021
022

様

8 − 01 一般仕様 ………………………………………………………… 025
8 − 02 測定範囲および確度… ………………………………………… 026
保 証 書……………………………………………… 最終ページにあります

DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

【1】安全に関する項目〜ご使用の前に必ずお読みください ｡ 〜
このたびは DMM 機能付きクランプメータ DCM2000DR をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。そして常にご覧いただけるように製品と一緒にして大切に保管してください。
本書で指定していない方法で使用すると、本製品の保護機能が損なわれることがあります。
本文中の“ 警告”および“ 注意”の記載事項は、や けどや感電などの事故防止のため、必ずお守りください。
●

●

●

●

●

1-1 警告マークなどの記号説明
本器および『取扱説明書』に使用されている記号と意味について…：安全に使用するための特に重要な事項を示します。
・警告文はやけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。
・ 注意文は本器を壊すおそれのあるお取り扱いについての注意文です。
…：使用前に取扱説明書を参照の記号…：活線状態の電路に着脱可能… …：二重絶縁または強化絶縁：直流（DC）…
：グランド…：交流（AC）…
…：抵抗…：導通ブザー…
…：ダイオード：コンデンサ…
…：バックライト：EF アンテナ…
…：中心位置・極性表示
1-2

安全使用のための警告文

警告以下の項目は、やけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。本器をご使用する際には必ずお守りください。
1.…本器は低電圧用の DMM 機能付きクランプメータです。1000… Vを超える電路では使用しないこと。
2.…AC… 33… Vrms（46.7… Vpeak）または DC… 70… V 以上の電圧は人体に危険なため触れないように注意すること。
3.…最大定格入力値（1-3 参照）を超える信号を入力しないこと。
4.…誘起電圧、サージ電圧の発生する（モータ等）ラインの測定
は最大過負荷入力値を超える恐れがあるため使用しないこと。

−……1……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

1-

買

全
に

損

や

て

す。
す。

15.…本体またはテストリードが傷んでいたり、壊れていたりしている場合は使用しないこと。
16.…ケースまたは電池ふたを外した状態では使用しないこと。
17. 測定中はテストプローブのバリアよりテストピン側およびクランプセンサのバリアより先を持たないこと。
18. 測定中は他のファンクションに切り換えないこと。
19.…測定ごとのファンクションおよびレンジ確認を確実におこなうこと。
10.…本器または手が水等でぬれた状態での使用はしないこと。
11.…電池交換を除く修理・改造はおこなわないこと。
12.…始業点検および年１回以上の点検は必ずおこなうこと。
13.…屋内で使用すること。
14.…本器の保護機能が損なわれることがあるので指定されている方法以外で使用しないこと。
注 意
1. トランスや大電流路など強磁界の発生している近く、無線機など電磁波の発生している近く、または帯電しているものの近くでは正常な測定ができない場合があります。
2. 電圧と電流を同時に入力すると誤動作をして正しい測定ができません。
3. クランプセンサ部に強い力や衝撃を加えないこと。
1-3

過負荷保護入力値

ファンクション

入力端子・・−（黒）、＋（赤）・クランプセンサ部

最大定格入力値

最大過負荷
保護入力値

DC/AC…1000…V

DC/AC…1100…V

電圧入力禁止

DC/AC…1100…V

DC/AC…2000…A

DC/AC…2000…A。

010−……2……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

【2】用途と特長【3

2-1 用 途本器は IEC…61010-1…CAT. Ⅳ…1000…V…の範囲内の測定用に設計された実効値応答型の交流／直流用クランプメータ、デジタルマルチ
メータです。
低電圧電路、電気機器、電源設備などの電流、電圧測定に適します。
2-2 特 長・…IEC61010-1 に準拠した安全設計
・…直流、交流、直流＋交流…測定用の DMM 機能付きクランプメータ
・…交流測定は真の実効値（TRUE…RMS）表示で周波数を同時表示
・…オートパワーオフ機能付き…（解除可能）
・…便利なバックライト、ZERO（相対値）、DATA… HOLD、ピーク
HOLD 機能・…ゴースト電圧の影響を軽減する低入力インピーダンス電圧測定が可能
・…VFD（可変周波数駆動）の周波数測定が可能
・…EF（検電）機能付き
測定カテゴリ（過電圧カテゴリ）
測定カテゴリⅡ…
（CAT.…Ⅱ）…：コンセントに接続する電源コード付き機器の一次側電路。
測定カテゴリⅢ…
（CAT.…Ⅲ）…：直接分電盤から電気を取り込む機器の一次側および分岐部からコンセン
トまでの電路。
測定カテゴリⅣ…
（CAT.…Ⅳ）：… 引き込み線から分電盤までの電路。

−……3……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

3-

さ
チ

【3】各部の名称
3-1

本体、テストリード
非接触式 EF のアンテナ位置

クランプ式電流センサ（CT）

す。
バリア
電流測定の中心位
置指示兼極性指示タク

電源スイッチ兼ファンクション
スイッチ
機能ボタン（4 項で説明）

トリガー

が

付

器
ン

010

液晶表示部

DCA/ACA 以外の機能の入力端子COM −DCA/ACA 以外の機能の入力端子 +テストリード・着脱式テストピンキャップ装着時 ：CAT.Ⅳ 1000 V
・着脱式テストピンキャップ未装着時：CAT.Ⅱ 1000 V

着脱式テストピン
キャップ

テストピン
バリア

プラグ
TL-29

テストプローブ（赤）テストプローブ（黒）未装着時−……4……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

3-2

【4

表示器
サブ数値
（周波数）

4-

を

4-

オ
押
単位

※

※

メイン数値

…：オートレンジ…

：VFD：電池残量警告…

：ピーク測定モード

4-…：導通チェック…

：ダイオード：低入力インピーダンス…
…

：データホールド

示
新

：直流…

：交流

4-

：極性（−）…

：ゼロ、相対値4-

トは−……5……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

010

【4】機能説明
4-1 電源スイッチ兼ファンクションスイッチ
このスイッチを回して電源の ON/OFF および各測定ファンクション
を切り換えます。
4-2 オートパワーセーブ機能
最終操作から約 34 分で自動的に表示が消え、電源の消費を抑える
ボタンを
オートパワーセーブ機能付きです。復帰するには…
押すか、電源スイッチを OFF 位置にして再度 ON してください。
※ オートパワーセーブ機能を解除するには、ボタンを押したままファンクションスイッチを回し電源 を ON してください。ブザーがピッと鳴り、表示器のメイン数値が 8888 → 0000となったら解除状態です。
※…オートパワーセーブ時にも微小な電源電流が流れていますので測定が終わったら、必ずファンクションスイッチを OFF の位置に戻してください。
4-3 電池消耗警告表示
内蔵電池が消耗し電池電圧が約 2.3… V 以下になったときには、表マークが表示されます。このマークが点灯したときには、示器に新しい電池（2 本共に）と交換してください。
4-4

ボタン
測定機能選択 ：ボタンを押すと、ファンクションは次のように切り換わります。
…

・…

：Auto…→…ACV…→…DCV…→…Ω…→…Auto…：このファンクションでは…
ボタン無効：DCV…→（DCV+ACV）→…DCV…

：ACA…→…DCA…→（DCA+ACA）→…ACA…

：Ω……→…

→…Ω

：

…→…

…

…→…

4-5

バックライト機能 ：（）ボタン
ボタンを長押し（1 秒以上）すると表示器にバックライ
トが点灯します。再度このボタンを長押しすると消灯します。または 32 秒で自動消灯します。
−……6……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

4-6

レンジホールド機能：
ボタン
ボタンを押すとマニュアルモードとなり、レンジが固定されまが消えます。）マニュアルモードになると、このす。（表示器からボタンを押すたびにレンジが移動しますので、表示器の単位と小数点の位置を確認しながら適正レンジを選択してください。オートレンジに復帰させる場合は、このボタンを 1 秒以上押してください。（表示が点灯します。）この機能は ファンクションでは無効です。
器のまた、周波数（ ）表示はオートレンジのみとなります。

4-7

相対値測定機能：ボタン
ボタンを押すと、表示器に… …が点灯し、ボタンを押した
時点の入力値を 0（基準）とした値を表示します。再度ボタンを押すと解除されます。この機能は周波数（ ）表示には無効です。

ボタン
データホールド機能：
ボタンを押すと、表示器に が点灯しその時点の表示値を
ホールド
（保持）
します。測定入力が変動しても表示は変化しません。
再度ボタンを押すと、 は消灯しホールドは解除されます。
※ ファンクションスイッチを切り換えたり、バックライト以外のボタン操作をするとホールドは解除されます。
4-8

（
）ボタン
4-9 ピークホールド機能：
ボタンを長押し（1 秒以上）すると、電圧または電流測定時にが点灯しピークモードになります。再度ボタンを長表示器に押しすると、ピークモードは解除されます。
測定入力があると 5… msec… 間隔で波形のピーク値を保持します。
保持された値はそれ以上の入力で更新されますが、それ以下の入力
では更新されません。
例えば、入力が正弦波交流の 100…A の時は約 141…A です。（√ 2 倍）･…AC/DC 両ファンクション共にほぼ同じ値を表示します。
･…AC/DC 両ファンクション共にマイナス（−）の入力に対しては動作しません。
ボタンを押すと表示器にと …の両･ ピークモード中にマークが点灯し、その時点の表示値をホールド（保持）します。
その時もピーク値は内部では更新していますので、再度ボ
タンを押してホールドを解除すると更新されたピーク値を表示します。
−……7……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

ま
の
点
ジ
示
す。

●オートレンジとオートパワーセーブ機能は、このモードで自動
ボタンは無効です。
的に無効になります。また、●ファンクションスイッチを切り換えたり、
ボタン・ボタン・ ボタンを押すとピークモードは解除されます。
●ピークホールド測定例※…マイナス（−）側電流のピーク値はホールドしません。

た
す

を
ん。

測定不可能

ン

と、
長

す。
力

測定不可能

倍）

て

。
ボ
し

010

測定不可能
−……8……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

4-10 EF 検知機能（検電）： ボタン
詳細は「5-9…EF（Electric…Field…）検知…（検電）」を参照してください。

【5

4-11

ブザー解除機能
ボタンを押しながら電源 ON することで全てのブザーを無音にできます。表示器のメイン数値が 8888 → 0000 となったら解除状態です。
ブザーが鳴るように戻すには、電源を OFF にし、再度電源 ON してください。
※ オートパワーオフ解除と同時にはできません。
4-12 交流検波方式
本器は実効値方式で、交流の大きさを直流と同じ仕事量として表します。TRUE…RMS（Root…Mean…Square）
回路により正弦波や方形波、三角波など非正弦波の実効値測定ができます。
（入力信号の測定値は実際の入力信号電力の尺度となりますので平均値検波した値より、より有効な値として測定されます。
）

5-4-13 クレストファクタ（波高率）
CF（クレストファクタ）は信号のピーク値をその信号の実効値で割った値で表します。正弦波や三角波等最も一般的な波形ではクレストファ
クタは低くなっています。また、デューティーサイクルの低いパルス
波形では高いクレストファクタとなります。代表的な各波形の電圧、クレストファクタは表を参考にしてください。

入 力 波 形
正弦波

ピーク値 実効値 平均値 クレストファクタ 波形率
Vp
Vrms Vavg Vp/Vrms Vrms/Vavg
π
2 Vp
Vp
−
−
−
√2
π
2
2√2
√
Vp
=0.707 Vp =0.637 Vp =1.414 =1.111
Vp

Vp

1

1

方形波

Vp

三角波

Vp

Vp
−
√3
2
=0.577 Vp =0.5 Vp =1.732=1.155

パルス

Vp

τ
τ
−・Vp −・Vp
2π
2π

2π
−
τ

Vp
−

√3

2π
−
τ

2
−

√3

各波形の電圧一覧−……9……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

※

5-

い。

に
。
い。

表
波、
は
り、

た
ァ
ス
圧、

率
vg

1

5

010

【5】測定方法
警

告

1.…各ファンクションの最大定格値を超えた入力信号を加えないこと。
2.…測定中はファンクションスイッチを切り換えないこと。
3.…測定中はテストプローブのバリアよりテストピン側およびクランプセンサのバリアより先を持たないこと。
4.…測定後は被測定物からクランプセンサ（CT）およびテストリー…位置に戻すこと。
ドを離し、ファンクションスイッチを…
5. 測定場所の測定カテゴリに適合したテストリードを使用すること。
5-1 始業点検測定を始める前に以下の項目を確認してください。
・外観チェック：落下などにより本体外観に異常がないか？
が表示されていないか？表示されている場合
・電池消耗警告は新品電池と交換してください。
・アクセサリ：テストリードに断線やひび割れ等の異常はないか？
・ファンクションスイッチを に合わせてテストピンをショートさせることでテストリードの断線を確認します。
・本体または手が水などでぬれた状態ではないか？
※ 表示器に何も表示が出ない場合は、電池の全消耗が考えられます。
5-2

ローインピーダンス電圧・抵抗 自動判別測定（Auto Ω・V）
警 告

初期入力抵抗が 2.5… kΩ と非常に低いので、被測定回路に多くの電流が流れます。漏電遮断器のある回路、電流容量の小さい
回路や装置の測定では悪影響を及ぼすことがあります。高い入
または
または
の
力抵抗が必要な電圧測定は必ず
ファンクションでおこなってください。
（例えば、AC…1000…V…測定時に初期最大負荷電流は 566…mA（1000…V…
×… 1.414… /… 2.5… kΩ）と大きいです。その後、内部抵抗が瞬間的に切り替わり約 3.37…mA…
（1000…V…×1.414…/…420…kΩ)…となります。
）−……10……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

ファンクション

範囲

レンジ

DCV

±DC…1.500 ～ 1000…V

6.000/60.00/600.0/1000…V

ACV

AC…1.500 ～ 1000…V

6.000/60.00/600.0/1000…VΩ

0.0…Ω ～ 10.00…MΩ

600.0/6.000…k/60.00…k/600.0…k/6.000…M/40.00…MΩ※…

……ACV の確度保証周波数範囲は…50 ～ 60…Hz①測定はテストリードでおこないます。
このファンクションでは入力が抵抗（Ω）か交流電圧（ACV）か直流電圧（DCV）かを自動で判別して測定することができます。
また、低入力インピーダンスによって測定対象の電圧に重畳してくるゴースト電圧による影響を軽減できます。ゴースト電圧とは隣接する電線の誘導電圧や不必要な浮遊信号のことです。
②待機状態…]…となります。
入力がないとき、液晶表示のメイン数値部が […
③判別条件
・1.5…V を超える電圧入力がある場合は交流電圧（ACV）か直流電圧（DCV）かを自動判別して表示します。
※DCV と ACV が重畳しているときは、
波高値が高い方を表示します。
・電圧入力がなく、抵抗値が 10…MΩ 未満であれば抵抗値が表示されます。
…
また閾値（20 ～…200…Ω）以下の抵抗値であればブザーが鳴ります。
④低入力インピーダンス
・数百…kΩ の入力インピーダンスに高電圧は問題が起こる可能性があります。そのような低入力インピーダンスモードであることを使用が点灯します。
者に注意してもらうために液晶表示部に・入力インピーダンス初期値は… 約 2.5… kΩ。表示電圧が約 50… V 以上のときに、入力インピーダンスは瞬間的に下記の抵抗値に切り替わります。
…1.5 ～………50…V：2.5…kΩ、50 ～ 100…V：10…kΩ…、100 ～ 300…V：60…kΩ、
300 ～ 600…V：200…kΩ、600 ～ 1000…V：420…kΩ−……11……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

電

AC

く
接

DC

電

す。

備考：

す。

・
ボタンで固定ファンクションにすることができます。また、
自動判別モードかどうかは、入力のない状態でメイン数値部が]…となることで確認できます。
[…

あ
用

上
わ

Ω、

010

・…測定値が表示されているときに… ボタンを 1 回押すと、現在使用しているファンクション（Ω、DCV または ACV）とレンジを固が消灯する）…
定 し、 マ ニ ュ ア ル レ ン ジ に な り ま す。
（…
この状態で再度ボタンを押すと、レンジを変更できます。ボタンを1 秒以上押すと再度が点灯し、オートレンジになりますが、固定ファンクション状態になっています。
・マニュアルレンジ状態、固定ファンクション状態ではオート判別はしません。抵抗ファンクションでマニュアルレンジになった状態で電圧を加えても電圧測定ファンクションに切り替わりませんので注意が必要です。

−……12……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

5-3

可変周波数駆動（Variable Frequency Drive）交流電圧測定
警フ

告このファンクションはローパスフィルタにより高い周波数をカットします。表示された値より高い電圧が存在する場合がありますので、ファンクションで電圧測定をおこない、危険な電圧が存在
先にファンクションにしてください。
しないことを確認してからファンクション
……ACV
……Hz

範囲
0.000 ～ 1000…V
10.0 ～ 400…Hz

5-

レンジ
6.000/60.00/600.0/1000…V
199.9/1999…Hz※ 周波数の確度保証範囲は 10 ～ 400…Hz※ フィルタ特性は…0.9…kHz,…約…-3…dB①測定はテストリードでおこないます。
②インバータなどの合成正弦波でキャリア周波数のノイズをカット
した駆動電圧の測定ができます。また、駆動電圧の周波数を測定することができます。
（ローパスフィルタ）②周波数（Hz）の入力感度は表示中のレンジによって決定されます。
ボタンを押すことで、違う入力感度を手動で選択することもできます。Hz…の読みが不安定になった場合は高めの電圧レンジを選択し、電気的ノイズの影響を回避してください。周
波数表示がゼロの場合は低い電圧レンジを選択してください。
④オートレンジ切り換えは 600/1000… V レンジとなります。6/60… V
レンジはマニュアルモードとなります。

AC−……13……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

定

5-4

交流電圧測定（ACV）

ファンクション
……ACV

範囲
0.000 ～ 1000…V

レンジ
6.000/60.00/600.0/1000…V……Hz

40.0 ～ 1999…Hz

199.9/1999…Hz①測定はテストリードでおこないます。
②周波数
（Hz）
の入力感度は表示中のレンジによって決定されます。
ボタンを押すことで、違う入力感度を手動で選択することもできます。Hz… の読みが不安定になった場合は高めの電圧レンジを選択し、電気的ノイズの影響を回避してください。周
波数表示がゼロの場合は低い電圧レンジを選択してください。

ト
定

す。
こ
圧
周
V

010

AC

−……14……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

5-5

直流電圧測定 / 直流電圧 + 交流電圧（DCV/ DCV+ACV）

ファンクション
……DCV……DCV+ACV……Hz

範囲±0.000 ～ 1000…V
0.000 ～ 1000…V
10.0 ～ 1999…Hz

5-

レンジ
6.000/60.00/600.0/1000…V
6.000/60.00/600.0/1000…V
199.9/1999…Hz※DC…が…AC…の 50…% 以上のとき、周波数は表示されません。
① 測定はテストリードでおこないます。
②

ボタンを押す毎に…DCV…→（DCV…+…ACV…）→…DCV…と切り換わります。

DC
AC

DC

DCV

DCV + ACV−……15……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

AC

）

と

010

5-6

電流（A）測定（ACA/DCA/ DCA+ACA）
注意1. 測定確度を良くするため、導体がクランプセンサの中心に位置するようにし、測定してください。
2. 電線は必ず 1 本のみクランプしてください。2 本、3 本と複数の電線を一緒にクランプしたり、複数の芯線のケーブルや並
行コードをクランプすると正しい測定はできません。
3. クランプセンサが完全に閉じていない状態だと正しく測れません。
4. 強電磁界での使用は誤動作する事があります。
ボタンを押して 05. 直流電流（DCA）ファンクションで、調整をした後、表示値が下記理由により数カウント変動することがありますが故障ではありません。本器の向きを大きく変えた時（外部磁界や地磁気の影響など）
や温度変化が大きい
時は再度 0 調整をおこなってください。
① 測定はクランプセンサでおこないます。
ボタンを押す毎に②…ACA…→…DCA…→（DCA…+…ACA…）→…ACA…と切り換わります。

DC
AC

DC

AC

ACA

DCA

DCA + ACA−……16……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

5-6-15-交流電流測定（ACA）

ファンクション
ACA
Hz

範囲
0.0 ～ 2000…A
20.0 ～ 400…Hz

レンジ
200.0/2000…A
199.9/1999…Hz※…確度保証周波数範囲は 40 ～ 400…Hz①

ボタンを押してフDH※

表示にします。

②クランプセンサを開き、測定したい電線 1 本を挟み込み、クラン
プセンサを完全に閉じます。
③表示値を読みとります。
備考：
クランプセンサ開閉時やファンクションを変えたときに一時的に数 10 カウントの表示が出て、実効値応答のため 0 に戻るまで時間がかかりますが、0 になる前に測定をおこなっても測定値に問題はありません。
5-6-2

①

フ

直流電流測定（DCA）

ファンクション
DCA

範囲±0.0 ～ 2000…A

ボタンを押して

5-

レンジ
200.0/2000…A

表示にします。

②表示が安定するのを待ってからボタンを押し、0… 調整をします。
（液晶表示部に が点灯する。
）③クランプセンサを開き、測定したい電線 1 本を挟み込み、クラン
プセンサを完全に閉じます。
④表示値を読みとります。
※ クランプセンサの側面にある矢印の方向と被測定電流の向きを合わ
せてください。逆向きの場合は極性が−表示されます。

−……17……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

ン

に
時
問

を

ン

5-6-3

直流電流 + 交流電流測定（DCA+ACA）

ファンクション
DCA…+…ACA
Hz

範囲
0.0 ～ 2000…A
20.0 ～ 400…Hz

レンジ
200.0/2000…A
199.9/1999…Hz※…DC…が…AC…の 50…% 以上のとき、周波数は表示されません。
①
ボタンを押して と両方の表示にします。
ボタンを押し、0…調整を②表示が安定するのを待ってから…
）します。
（液晶表示部に が点灯する。
③クランプセンサを開き、測定したい電線 1 本を挟み込み、クラン
プセンサを完全に閉じます。
④表示値を読みとります。
抵抗測定 / 導通チェック（ /）警 告
測定端子には外部から電圧を絶対に加えないこと。

5-7

ファンクション

範囲
0.0…Ω ～ 40.00…MΩ
0.0 ～ 600.0…Ω

レンジ
600.0/6.000…k/60.00…k/600.0…k/6.000…M/40.00…MΩ
600.0…Ω

※…入力端子間の開放電圧：約…0.5…V① 測定はテストリードでおこないます。
②
ボタンを押す毎に →… …→ →………と切り換わります。
では抵抗値が閾値（10 ～ 200…Ω）以下でブザーが鳴ります。

わ010−……18……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

5-8

静電容量測定 / ダイオードテスト（
警

/

）

5-9

告

測定端子には外部から電圧を絶対に加えないこと。
注 意
1.…コンデンサ内の電荷は測定前に放電すること。
2.…本器は被測定コンデンサに電流を加える測定方式のため、漏れ電流の大きい電解コンデンサなどの測定は誤差が大きくなるために適しません。
ファンクション

範囲

レンジ
60.00…n/600.0…n/6.000…µ/60.00…µ/600.0…µ/2000…µF−

0.00…nF…～ 2000…µF
0.000 ～ 1.000…V※…ダイオードテストの開放電圧 約 1.8…V①測定はテストリードでおこないます。
②

ボタンを押す毎に→→→ … …と切り換わります。

μF or
nF

順方向テスト

良品例：順方向電圧降下表示
不良例：0.000…V 表示
OL 表示

逆方向テスト

良品例：OL 表示
不良例：他の表示−……19……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

④

µ

す。

010

5-9

EF（Electric Field ）検知（検電）

注 意
1.…検電前は既知電源にて本器の動作確認をおこなってください。
2.…検電時にバリアより先は持たないこと。
3.…検知電圧以下の電圧が存在するなど、必ずしも無電圧とは限らないので注意すること。
①本機能は交流電圧によって生じる電界を検知し、電圧の有無を簡易的に判別します。
（ 、…
以外）で… ボタンを押すと EF②電圧か電流のファンクション
検知機能に切り替わり、
液晶表示のメイン数値部に「E.F.」と表示します。
…
ボタンを押すかファンクションスイッチを切り換えると EF 検
再度
知機能は解除されます。
③信号強度は、「−−−」のようにセグメントで表示されます。また、ブザー音の断続が変化します。検知する電圧が高い程、液晶表示部の " − "…が多くなりブザーの断続が速くなります。
④アンテナ
・非接触式：アンテナはクランプセンサの… マーク付近にあります。
・接触式：＋測定端子に接続したテストリードのテストピンを接触させておこないます。非接地側、接地側を識別するなど、より正確な検出ができます。非接地（ホット）側で " − "… 表示とブザーが鳴り、接地側では表示が「E.F.」のままでブザーは鳴りません。
※ 配線が長い場合などに接地側で「E.F.」が " − " となることがあります。

ホット側

接触式

非接触式

備考：
・クランプセンサの マーク部分を機器の接地していない筐体に接触させたり、手で触れたりすると " − "…表示とブザー音が出る場合があります。
・感度が高いため、高周波を発生するインバータなどの近辺では数10…cm 以上離れた位置でも動作することがあります。
−……20……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

【6】保守管理について

6-

警 告
1.…この項目は安全上重要です。
… 本説明書をよく理解した上で管理をおこなうこと。
2.…安全と確度維持のために１年に１回以上は校正、点検をおこなう
こと。
6-1

保守点検

1）外観：落下などにより、外観が壊れていないか？
2）テストリード：…
・テストリードが傷んでいたり芯線が露出していないか？
…
・入力端子にプラグを差し込んだときに緩みはないか？
…
以上の項目に該当するものはそのまま使用せず、修理を依頼
してください。

6-2 校正・点検
詳細については三和電気計器（株）
・羽村工場サービス課までお問
い合わせください。
項目 7-3「送り先」参照。
6-3

保管について注

意

1.…本体は揮発性溶剤に弱いため、シンナーやアルコールなどで拭かないこと。
2.…本体は熱に弱いため、高熱を発するものの近くに置かないこと。
3.…振動の多い場所や落下のおそれのある場所に保管しないこと。
4.…直射日光や高温、低温、多湿、結露のある場所での保管は避けること。
5.…長期間使用しない場合は内蔵電池を必ず抜いておくこと。

−……21……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

6-4

内蔵電池交換

出荷時の電池について
工場出荷時に組み込まれている電池はモニター用電池ですので電池寿命が新品電池より短い場合があります。
モニター用電池とは製品の機能や性能をチェックするための電池のことです。

警 告
1.…感電のおそれがあるため、測定端子、クランプセンサに入力が加わった状態または測定状態で電池ふたを外さないこと。
2. ファンクションスイッチが ”OFF“ になっていることを確認してから電池交換作業をおこなうこと。

頼①…電池蓋の固定ネジ（2 本）をプラスドライバーでまわします。

問②…電池蓋が浮き上がったらはずします。
③…電池ホルダ内の電池を極性に注意して 2 本共に新品と交換する。
④…電池蓋固定ネジを元どおりネジ止めします。

。
。

010−……22……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

【7】アフターサービスについて
7-1 保証期間について… 本製品の保証期間は、お買い上げの日より 3 年間です。
… ただし、日本国内で購入し日本国内でご使用いただく場合に限ります。また、製品本体の確度は 1 年保証、製品付属の電池、テストリード等は保証対象外とさせていただきます。
7-2 修理について
1）修理依頼の前にもう一度次の項目をご確認ください。
…
・内蔵電池の容量と電池装着時の極性をチェック。
…
・テストリードの断線をチェック。
2）保証期間中の修理：保証書の記載内容によって修理させていただきます。
3）保証期間経過後の修理・修理によって本来の機能が保持できる場合、ご要望により有料で修理させていただきます。
・修理費用や輸送費用が製品価格より高くなる場合もありますので、事前にお問い合わせください。
・本品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後 6 年間です。この保有期間を修理可能期間とさせていただきます。ただし、購買部品の入手が製造会社の製造中止等により不可能になった場合は、保有期間が短くなる場合もあります。
4）修理品の送り先
・製品（本体およびテストリード等の付属品を含む）の安全輸送のため、製品の 5 倍以上の容積の箱に入れ、十分なクッションを詰めてお送りください。
・箱の表面に「修理品在中」と明記してお送りください。
・輸送にかかる往復の送料は、お客様のご負担とさせていただきます。
…

［送り先］三和電気計器株式会社・羽村工場サービス課〒 205-8604…東京都羽村市神明台 4-7-15
TEL（042）554-0113 ／ FAX（042）555-9046…
−……23……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

7-

に
池、

…
7-3

お問い合わせ三和電気計器株式会社
東 京 本 社 … ：TEL（03）3253-4871 ／…FAX（03）3251-7022
大阪営業所… ：TEL（06）6631-7361 ／…FAX（06）6644-3249
お客様計測相談室：
0120-51-3930…
… 受付時間 9:30 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00…
…（土日祭日および弊社休日を除く）
ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.sanwa-meter.co.jp

い

料

の

間
た
に

の
を

す。

010

−……24……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

【8】仕

8-1

様

一般仕様

E

動作方式

⊿―Σ 方式

交流検波方式

真の実効値方式

表示

メイン数値 最大 6000 カウント
サブ数値（周波数）…1999…カウント付

サンプルレート

約5回/秒

オーバー表示

数値部に…"…OL…" 表示8-

レンジ切り換え

オートおよびマニュアル

極性切り換え自動切換え（−のみ表示）

電池消耗表示内部電池消耗時 約 2.3…V 以下で表示器にマークが点灯する。

電流測定方式

クランプ式電流センサ（CT）

クランプ開口径

最大…約…φ55…mm

使用環境条件高度 2000 ｍ以下、屋内使用、環境汚染度Ⅱ

使用温湿度範囲

5…℃～…40…℃…湿度は下記（結露のないこと）
5…℃～…31…℃で 80… %… RH（最大）、31… ℃以上 40… ℃
では 80…%…RH…から 50…%…RH へ直線的に減少

保存温湿度範囲-10…℃～…40…℃、…80…%RH…以下 結露のないこと…40…℃～…50…℃…、…70…%RH…以下 結露のないこと（長時間使用しない場合は内蔵電池を外して保存
すること）

温度係数

18… ℃未満、28… ℃超は 1… ℃ごとに確度 ×0.15 を加算する。
（ ファンクションは…×0.25）

電源

単 3 形乾電池（R6）…1.5…V×2 本

オートパワーセーブ

最終操作から約 34 分後に電源セーブ

消費電流

約…14…mA（A ファンクション）…TYP.
約…… 5…mA（A ファンクション以外）…TYP.

電池寿命

約… 80 時間…
（A ファンクション）
約…240 時間…
（A ファンクション以外）※…バックライト非点灯時

D

レ
6

レ
6

TYP…10…µA

寸法・質量H 264×W 97×D 43…mm・約 640…g（電池含む）

安全規格

IEC61010-1、IEC61010-2-030
IEC61010-2-32、IEC61010-31

CAT. Ⅳ 1000…V−……25……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

AC

レ
6

℃

存

を

010

EMC 指令IEC61326-1
電界強度… 3… V/m… の環境：静電容量測定は確度保証なし。その他のファンクションは、仕様の確度±…200…dgt…以内。
電界強度…3…V/m…を超える環境：確度保証なし。

付属品

取扱説明書、テストリード（TL-29）キャリングポーチ（C-DCM2000DR）

8-2

測定範囲および確度

度保証温湿度範囲：23±5…℃、80…%RH 以下 結露のないこと
rdg…:…reading（読み取り値）
dgt…:…digits（最下位桁）
実効値応答のため確度保証レンジ範囲、CF は以下になります。
レンジ範囲：…測定レンジの 5…% ～ 100…%
クレストファクタ……CF：フルスケール…CF ＜ 1.4
ハーフスケール…CF ＜ 2.8
DCV 直流電圧
レンジ6.000…/…60.00…/600.0…/…1000…V

確度±（0.5…%rdg…+…5…dgt）

備考：入力インピーダンスは…約 10…MΩ、50…pF（Auto Ω V）DCV 直流電圧
レンジ
6.000…/…60.00…/600.0…/…1000…V

確度±（1.3…%rdg…+…5…dgt）

DCV…閾値……DC…1.5…V 以上…または…DC…-1.5…V 以下
備考：…
入力インピーダンス初期値は…約 2.5…kΩ、600…PF…。表示電圧が約 50…V以上であると、入力インピーダンスは瞬間的に切り替わります。
1.5 ～ 50…V：2.5…kΩ、50 ～ 100…V：10…kΩ…、100 ～ 300…V：60…kΩ、
300 ～ 600…V：200…kΩ、600 ～ 1000…V：420…kΩ

ACV 交流電圧：周波数範囲は50～400…Hz
レンジ
6.000…/…60.00…/600.0…/…1000…V

確度±（1.2…%rdg…+…5…dgt）

備考：…入力インピーダンスは…約 10…MΩ、50…PF−……26……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

DCV+ACV 直流＋交流 電圧：交流の周波数範囲は…50 ～ 400…HzD

レンジ
6.000…/…60.00…/600.0…/…1000…V

レ
2
2
2
2
2

確度
±(1.4…%rdg…+…7…dgt）

備考：入力インピーダンスは…約 10…MΩ、50…PF（Auto Ω V）ACV 交流電圧：周波数範囲は 50 ～ 60…Hz
レンジ
6.000…/…60.00…/600.0…/…1000…V

確度±(1.5…%rdg…+…5…dgt）

ACV…閾値……AC…1.5…V 以上
備考：…
入力インピーダンス初期値は…約 2.5…kΩ、600…PF…。表示電圧が約 50…V以上であると、入力インピーダンスは瞬間的に切り替わります。
1.5 ～ 50…V：2.5…kΩ、50 ～ 100…V：10…kΩ…、100 ～ 300…V：60…kΩ、
300 ～ 600…V：200…kΩ、600 ～ 1000…V：420…kΩ

ACV 交流電圧（ローパスフィルタ付加）
レンジ6.000…/…60.00…/600.0…/…1000…V

周波数…10 ～……20…Hz…20 ～ 200…Hz
200 ～…400…Hz

確度±(4.0…%rdg…+…80…dgt)±(2.0…%rdg…+…60…dgt)±(7.0…%rdg…+…80…dgt)

ピ

5…

H

レ
6
6
6
1

備考：フィルタ特性は…0.9…kHz,…約…-3…dB
・200…Hz（2…%+60）から 400…Hz（7…%+80）の確度は直線的に低下します。

DCA 直流電流
レンジ200.0…A
2000…A
2000…A

0 ～………500…A
501 ～ 2000…A

確度±(2.0…%rdg…+…5…dgt）±(2.0…%rdg…+…5…dgt）±(3.0…%rdg…+…5…dgt）

ボタンを押してゼロ点を設定したあとの確度

備考：

ACA 交流電流
レンジ200.0…A
2000…A
2000…A
200.0…A
2000…A
2000…A
2000…A…

2
2

周波数

0 ～………500…A
501 ～ 2000…A
0 ～………500…A
501 ～ 1000…A
1001 ～ 2000…A

確度±(2.0…%rdg…+…5…dgt)……50 ～…60…Hz ±(2.5…%rdg…+…5…dgt)±(3.0…%rdg…+…5…dgt)±(2.5…%rdg…+…5…dgt)… 40 ～ 49.9…Hz ±(3.0…%rdg…+…5…dgt)
60.1 ～ 400…Hz ±(3.5…%rdg…+…5…dgt)
規定せず−……27……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

Ω

レ
6
6
6
4

V

す。

010

DCA+ACA 直流＋交流 電流
レンジ200.0…A
2000…A
200.0…A
2000…A
2000…A

周波数
確度
DC…または±(3.0…%rdg…+…8…dgt)……50 ～ 60…Hz……40 ～ 49.9…Hz ±(3.5…%rdg…+…5…dgt)
60.1 ～ 400…Hz
規定せず……0 ～ 1000…A
1001 ～ 2000…A

備考：…ボタンを押してゼロ点を設定したあとの確度

ピークホールド機能

5…msec 以上の幅がある波形において、確度に…±250…dgt を加算する。

Hz 周波数レンジ
入力確度
測定可能周波数確度6.000…V
2…V
60.00…V
20…V
40.0 ～ 1999…Hz
600.0…V
100…V
1000…V
600…V
0.6 ～ 2.3…V
6.000…V±(0.1…%rdg…+…4…dgt)
10.0 ～ 400…Hz
6 ～ 24…V
60.00…V60～
240…V
600.0…V
600…V
10.0 ～ 200…Hz
1000…V
200.0…A
10…A
20.0 ～ 400…Hz
2000…A
100…A
備考：入力感度は正弦波の実効値で規定する。
での感度はフ ルスケールの 10…%（200…Hz にて）～ 40…%（400…Hz にて）まで直線的に感度が低下する。
※周波数は DC 成分が ACrms の 50…% より小さい時に表示します。
※1000…V レンジにおいては、DC 成分が 100…V より小さい時に表示します。

Ω、

Ω 抵抗値

レンジ
600.0…Ω…/…6.000…kΩ…/…60.00…kΩ
600.0…kΩ
6.000…MΩ
40.00…MΩ

確度±(0.5…%rdg…+…5…dgt）±(0.8…%rdg…+…5…dgt）±(1.2…%rdg…+…5…dgt）±(2.3…%rdg…+…5…dgt）

備考：開放電圧…約 DC…0.45…V…
ファンクションでは約 10…MΩ 未満で抵抗値を表示する。
・−……28……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

導通チェック閾値（10 ～ 200…Ω）以下でブザーが鳴る。
応答時間：約 32…msec
静電容量
レンジ
60.00…nF…/…600.0…nF…/…6.000…µF
60.00…µF…/…600.0…µF
2000…µF

確度±（2.0…%rdg…+…5…dgt）±（3.5…%rdg…+…5…dgt）±（4.0…%rdg…+…5…dgt）

備考：フィルムコンデンサまたは同等以上の漏れ電流が少ないものにつ
いての確度。

ダイオード
レンジ
1.000…V

確度±（1.0…%rdg…+…3…dgt）

備考：開放電圧…約 1.8…VDC 以下、測定電流…約 0.56…mA

EF（Electric Field）検知機能
約 60…V 以上の電圧や電界を検知します。
電界の強さにより、バーグラフと断続音が 3 段階に変化。
検出周波数：50/60…Hz
検出アンテナ：クランプセンサ マーク部
接触式電界検出：＋端子テストリード

確度計算方法例）交流電圧測定（ACV）
表示値：100.0…V
レンジ確度：600.0…V レンジ…±（1.2…%rdg+5…dgt）
誤差：±（100.0…V…x…1.2…%+5…dgt）=±1.7…V
真値：100.0…V±1.7…V（98.3 ～ 101.7…V の範囲内）※600.0…V レンジにおける 5…dgt とは 0.5…V に相当します。

ここに掲載した製品の仕様や外観は改良等の理由により、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

−……29……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

つ

。

010

−……30……−DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

保証書
ご氏名

様

ご住所

型

名

DCM2000DR

製造 No.
この製品は厳密なる品質管理を経てお届けするものです。
本保証書は所定項目をご記入の上保管していただき、アフターサービスの際ご提出ください。
※ 本保証書は再発行はいたしませんので大切に保管してください。

〒

TEL
保証期間
ご購入日

年 …… 月より 3 年間

本社=東京都千代田区外神田2−4−4・電波ビル
郵便番号=101-0021・電話=東京（03）3253−4871（代）

保証規定
保証期間中に正常な使用状態のもとで、万一故障が発生した場合には無償で修理いたします。
ただし下記事項に該当する場合は無償修理の対象から除外いたします。
記
1.…取扱説明書と異なる不適当な取扱いまたは使用による故障
2.…当社サービスマン以外による不当な修理や改造に起因する故障
3.…火災水害などの天災を始め故障の原因が本計器以外の事由による故障
4.…電池の消耗による不動作
5.…お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
6.…本保証書は日本国において有効です。
This warranty is valid only within Japan.
年

月日

修理内容をご記入ください。

※無償の認定は当社においておこなわせていただきます。

DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010

D

本社=東京都千代田区外神田2−4−4･電波ビル
郵便番号=101-0021･電話=東京（03）3253−4871㈹大阪営業所=大阪市浪速区恵美須西2−7−2
郵便番号=556-0003･電話=大阪（06）6631−7361㈹SANWA ELECTRIC INSTRUMENT CO.,LTD.
Dempa Bldg., 4-4 Sotokanda2-Chome Chiyoda-Ku,Tokyo,Japan

大豆インキを使用しています。

This manual emplys soy ink.

01-1310…2040…6010

DRAWING No. DCM2000DR 01-1310 2040 6010