X-208-211

取扱

説明書

配電盤用直流・交流受信指示計
可動コイル形・整流形計器
角形計器

PXK シリーズ（直流）PYK シリーズ（交流）横長形計器 LXK シリーズ（直流）LYK シリーズ（交流）X-208-211

このたびは、当社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品を正しく取り扱っていただくために必要な事項について記載されていますので、ご使用の前に必ずお読みください。

安全上のご注意 使用環境条件
本製品は下記の条件を満たす環境でご使用ください。環境条件を満たしていない場合、誤動作や故障、性能や寿命を低下させるおそれがあります。
 周囲温度-10～+55℃、日平均温度は 40℃以下、湿度 25～85％RH の範囲内の場所
 ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所 (腐食性ガス：SO2 / H2S など)
 振動や衝撃のない場所
 外来ノイズの少ない場所
 標高 2000m 以下の場所
・ 屋外盤での使用条件
屋外盤で使用する場合、下記の事項にご注意ください。
 本製品は、防塵，防水，防滴構造ではありません。塵埃の発生する場所は避け、雨や水滴が直接当たらない場所に設置してください。
 直接日光が当たる場所には設置しないでください。本計器に直射日光が当たりますと目盛や捺印が変色することがあります。また、表面の温度上昇によりカバーが変形するおそれがあります。
 取付・接続取付や配線を行うときは取扱説明書を参照のうえ、下記注意事項を守り専門技術を有する人が行ってください。
 結線は結線図を確認のうえ、行ってください。不適切な結線は機器の故障や焼損、火災の原因となります。
 活線作業は禁止してください。感電・機器の故障・焼損・火災・ガスなど爆発の原因となり大変危険です。
 通電電流に適したサイズの電線を使用してください。不適切な電線の使用は火災のおそれがあります。
 ねじの締付け後、締付け忘れがないことを確認してください。緩んだ状態は火災、誤動作の原因となります。

 保守・点検 通電中の点検は、危険ですので行わないでください。
 定期点検における交換部品はありません。
 清掃する場合、乾いた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。(指示計器はカバーに帯電防止処理が施されています。強く擦りますと帯電防止剤が落ちますのでご注意ください。)
アルコールなどの有機溶剤や化学薬品、クリーナーなどは使用しないでください。
 ケミカルストレスクラック（樹脂割れ）にご注意ください。
本製品はプラスチック部品を使用しています。プラスチックの表面に洗浄成分の化学薬品（有機溶剤や界面活性剤など）や油脂（植物油やオイル・グリースなど）が付着しますと、ケミカルストレスクラック（樹脂割れ）の原因になりますのでご注意ください。
 保管
長期間保管する場合は、下記のような場所で保管してください。
 周囲温度-20～+70℃の範囲内の場所
 日平均温度が 40℃を超えない場所
 ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所
 振動や衝撃のない場所
 故障時の処置
故障の場合は原則、現品を引き取り修理することになります。
 廃棄
本製品を燃やしますと、環境に悪影響を与えます。本製品を廃棄する場合は一般産業廃棄物（不燃ゴミ）としてください。本製品には水銀部品、ニッカド電池は使用していません。
 保証期間保証期間はご注文主のご指定場所に納入後一年と致します。

1

X-208-211目

次

安全上のご注意 ･･･････････････････････････････････････････････････････････

1

1. 製品概要 ･･････････････････････････････････････････････････････････････

3

1.1 特長 ････････････････････････････････････････････････････････････････

3

1.2 受信指示計についての説明 ････････････････････････････････････････････

3

1.3 機種概要 ････････････････････････････････････････････････････････････

3

2. 取付
2.1 外形寸法図 ･･････････････････････････････････････････････････････････

4

2.2 設置条件 ････････････････････････････････････････････････････････････

5

2.2.1

設置条件に関する事項

2.2.2

使用条件に関する事項

2.3 取付方法 ････････････････････････････････････････････････････････････

5

3. 結線 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

6

4. 校正 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

6

5. 仕様
5.1 定格 ････････････････････････････････････････････････････････････････

7

5.2 標準仕様 ････････････････････････････････････････････････････････････

7

5.3 特殊仕様 ････････････････････････････････････････････････････････････

82

X-208-211

1. 製品概要
本製品は動作原理に可動コイル形（直流計器）及び整流形（交流計器）を用いた角形及び横長形の受信指示計です。
パネルカット寸法は JIS C 1103 に準拠し、機種も各種大きさに合わせ揃えてあります。
また、性能は JIS C 1102-1：2007 規格を満足する、信頼の高い指示計器です。
過度の環境条件下における使用については、耐寒仕様及び熱帯仕様などの処理を施した製品を製作していますので、寒冷帯や熱帯地方への輸出機器用計器としても、ご使用いただける指示計器です。

1.1特長
 パネルスペースに応じて最適な機種をお選びいただけます。
 両振れ計器、刃形指針計器もご指定により製作します。

1.2

受信指示計についての説明
受信指示計については、昭和 50 年に改訂された“指示電気計器 JIS C 1102”より同規格の適用規格となり、次の様に定義されています。「検出器、伝送器などからの電気信号を受けて、測定量の値を指示する計器であって、電気的入力量と異なる目盛を有するが、電気的入力量と目盛値の関係が既知な計器」とあり、諸々の物理量や電力・力率・周波数等の測定において、その量を指示する為に用いられる電流計又は、電圧計が受信指示計です。
目盛値と電気的入力量については、指定により製作します。
（例）目盛値＝0～100％，電気的入力量＝DC1～5V
目盛値＝0～20kg，電気的入力量＝DC4～20mA

1.3

機種概要
種類

直流受信指示計種類

交流受信指示計種類
直流受信指示計種類
交流受信指示計

形名

動作原理

階級

正面寸法 [H×W(mm)]

胴径

取付スタッドPXK-120C

可動コイル形

1.5 級

120×120

φ110

M5×15

PXK-100C

可動コイル形

2.5 級

100×100

φ85

M4×15

PXK-80C

可動コイル形

2.5 級

80× 80φ65

M3×10

PXK-60C

可動コイル形

2.5 級

60× 60

φ52

M3×10形名動作原理

階級

正面寸法 [H×W(mm)]

胴径取付スタッド

PYK-120C

整流形

1.5 級

120×120

φ110

M5×15

PYK-100C

整流形

2.5 級

100×100

φ85

M4×15

PYK-80C

整流形

2.5 級

80× 80φ65

M3×10

PYK-60C

整流形

2.5 級

60× 60

φ52

M3×10形名動作原理

階級

正面寸法 [H×W(mm)]

胴径取付スタッド

LXK-12C

可動コイル形

1.5 級

120×100

φ85

M4×15

LXK-10C

可動コイル形

2.5 級100× 83

φ65

M3×10

LXK-8C

可動コイル形

2.5 級

80× 67

φ52

M3×10形名動作原理

階級

正面寸法 [H×W(mm)]

胴径

取付スタッドLYK-12C

整流形

1.5 級

120×100

φ85

M4×15

LYK-10C

整流形

2.5 級

100× 83

φ65

M3×10

LYK-8C整流形

2.5 級

80× 67

φ52

M3×103

X-208-211

2. 取付
2.1

外形寸法図

 PXK・PYK シリーズ
B

D

A＋－.5+0 0F2B

K

F1

A±0.5

352-G1形名PXK(PYK)-120C
PXK(PYK)-100C
PXK(PYK)-80C
PXK(PYK)-60C

A±0.52-M4ネジ

E

AC2-G2

パネルカットA
100806448B
12310080
60C201614.514.5

D41.5
3129.529.5

E15151010F1φ110
φ85φ65φ52

F2φ112 穴
φ87 穴
φ67 穴
φ54 穴

G1M5 ネジ
M4 ネジ
M3 ネジ
M3 ネジ

G2φ7 穴φ5.5 穴
φ4 穴
φ4 穴

K
0006

 LXK・LYK シリーズ
DCE

B
A

2-G1

A

A±0.3

A±0.3

A1±0.3.5+0 0

B1－F2

A2

F1＋A1

K

2-M4ネジ

2-G235形名
LXK(LYK)-12C
LXK(LYK)-10C
LXK(LYK)-8C

A504032A14537
29.5A2352718.5B
120
10080

パネルカットB11008367C161414＊ 端子カバーはオプションとなります。

4D41.529.529.5E151010F1φ85φ65
φ52F2φ87 穴
φ67 穴
φ54 穴

G1G2M4 ネジ φ5.5 穴
M3 ネジ φ4 穴
M3 ネジ φ4 穴

K
055.5

X-208-211

2.2

設置条件

2.2.1

設置条件に関する事項
 屋内使用としてください。
 設置高度は 2000m 以下としてください。
 使用温度範囲-10～+55℃、1 日の平均温度は 40℃以下としてください。
 測定回路の測定カテゴリⅢ
 汚染度２JIS C 1010-1：2005 (配電盤等の測定回路で使用する場合のカテゴリ)

JIS C 1010-1：2005 (通常、非導電性の汚染だけが発生する環境)

 設置については、強磁性体(鉄)又は非磁性体金属パネルに取付けてください。
 絶縁は基礎絶縁です。
 屋外盤で使用する場合、次の事項にご注意ください。
① 本計器は、防塵，防水，防滴構造ではありません。
塵埃の発生する場所は避け、雨，水滴が直接当たらない場所に設置してください。
② 直接日光が当たる場所には設置しないでください。本計器に直射日光が当たりますと目盛や捺印が変色することがあります。また、表面温度上昇によりカバーの変形が起こることがあります。
 取付けに関する事項① 安全のために取付けは電気工事、電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。
② 主電源に直接接続する場合には、外部に適切なヒューズを設置してください。
③ パネルへの取付ねじは、適切な工具によりねじサイズ、材質に適したトルクで締付けてください。
推奨締付けトルク M3 ねじ：0.5～0.6N･m、M4 ねじ：1.0～1.3N･m、M5 ねじ：2.0～2.5N･m
 配線に関する事項① 活線作業は禁止してください。
② 配線は、結線図を十分に確認のうえ、行ってください。
③ 配線には、電気量と端子サイズに合った圧着端子、工具などをご使用ください。
④ 端子ねじは、適切な工具によりねじサイズに適合したトルクで締付けてください。
推奨締付けトルク M3 ねじ：0.5～0.6N･m、M4 ねじ：1.0～1.3N･m、M5 ねじ：2.0～2.5N･m⑤ 配線作業終了後に端子カバーを安全のために必ず取付けてください。
⑥ 変流器(CT)との組み合わせ計器は、正しく CT 二次側端子を接続してください。CT の誤配線又は CT 二次側の開放は CT の二次側に高電圧が発生し、CT の故障、焼損、火災の原因となります。
2.2.2

使用条件に関する事項
 操作者が触れてよい部分は、パネルに取付けた指示計器の前面のみです。
 製品に異常が生じた場合は、電源及び入力を止め、使用を中止し、弊社までご連絡ください。
 管理指針付の場合、管理指針の設定は目盛の範囲内としてください。
設定用ねじを、最小又は最大の目盛値を超えて回すと、指針の故障の原因となります。

2.3

取付方法
(1) パネルカットは、外形寸法図を参照してください。
(2) 取付パネルは、十分丈夫な板（盤）を使用してください。
〔取付パネルの厚さ：P□K-(120C/100C) / L□K-12C：10mm 以下、P□K-(80C/60C) / L□K-(10C/8C)：6mm 以下〕(3) 盤表面より本計器を差込、盤裏面より付属ナットを用いて盤にしっかりと固定してください。
(ナットの締付けトルク M3：0.5～0.6N･m，M4：1.0～1.3N･m，M5：2.0～2.5N･m)<注意> 取付時に振動や衝撃を与えますと故障の原因となります。注意して取付けてください。

5

X-208-211

3. 結線
外部結線は結線図を参照のうえ、正しく結線してください。
直流受信指示計

交流受信指示計

（＋）

（～）

入力

＋－

入力

（－）
検出器
伝送器

～～

（～）
検出器
伝送器

ケーブル

ケーブル

4. 校正
本計器は、あらかじめ指定の入力仕様で正しく調整されていますので、特に保守の必要はありません。
しかし、長年にわたる使用で誤差が生じた場合には、当社にて校正します。(有料)< 零位調整方法 >入力していない状態で、スケール左側 0 又は零位に指針が合うよう、計器カバー中央の零位調整器をドライバーにて回し、零位を合わせてください。
ただし、DC4～20mA などの入力は、最小入力値にて調整してください。

6X-208-211

5. 仕様
5.1定格

■ 直流受信指示計

5.2■ 交流受信指示計

電気的入力

内部抵抗

電気的入力

100μA

2.1kΩ

1V

500μA

240Ω

2V

1mA

120Ω

1～5V

2mA

11Ω

5V

消費電流

電気的入力

内部抵抗又は消費 VA

100μA

5kΩ

500μA

1.5kΩ

1mA

800Ω

1mA

電気的入力

3V

5mA

12Ω

10V

2mA

350Ω

|10mA

3.2Ω

20V

5mA

300Ω

300V

20mA

2.8Ω

50V

10mA

4～20mA

2.8Ω

|

10～50mA

1.5Ω

300V

1mA

消費電流

1mA

0.5VA

20mA

標準仕様
項目
動作原理規格
計器振れ角仕様
直流受信指示計：永久磁石可動コイル形
交流受信指示計：整流形
JIS C 1102-1：2007 ，JIS C 1102-2，-9：1997 ｢指示電気計器｣
JIS C 1103 ｢指示電気計器寸法｣86°
PXK-120C，PYK-120C，LXK-12C，LYK-12C：95mm

目盛長PXK-100C，PYK-100C，LXK-10C，LYK-10C：80mm
PXK-80C， PYK-80C， LXK-8C， LYK-8C ：61mm
PXK-60C， PYK-60C：45mm

目盛板

白色

指針形状 (色)

槍形 (黒色) 又は 棒形 (黒色)姿勢

鉛直 (⊥)

取付パネルの材質

鉄板及び非鉄板共用

取付パネルの厚さ

PXK-120C，PYK-120C，PXK-100C，PYK-100C，LXK-12C，LYK-12C：10mm 以下
PXK-80C，PYK-80C，PXK-60C，PYK-60C，LXK-10C，LYK-10C，LXK-8C，LYK-8C：6mm 以下

汚染度2

測定カテゴリCATⅢ

最高回路電圧600V (電流計)

電圧試験

電気回路と外箱間

AC3320V (50/60Hz) 5 秒間

絶縁抵抗

電気回路と外箱間

DC500V2

衝撃加速度147m/s

付属品

フランジナット材質

カバー：メタクリル酸樹脂 (帯電防止処理) ，ベース：フェノール樹脂

外観色

相互に直角な 3 軸方向、正逆方向各 3 回

カバー：マンセル N1.5 (黒色) 又は マンセル 7.5BG4/1.5 (暗青色)
ベース：マンセル N1.5 (黒色)

使用温湿度範囲-10 ～ +55℃ ，25 ～ 85％ RH (結露のないこと)

保存温度範囲-20 ～ +70℃PXK-120C，PYK-120C：350g

LXK-12C，LYK-12C：300g

PXK-100C，PYK-100C：180g

LXK-10C，LYK-10C：140g

PXK-80C，PYK-80C：125g

LXK-8C，LYK-8C：110g

質量PXK-60C，PYK-60C：90g
製品保証期間50MΩ以上１年間

7

1 日の平均温度は 40℃以下

X-208-211

5.3

特殊仕様 (オプション)
項目

仕様指針

刃形、棒形（多重目盛）

計器取付姿勢水平、傾斜取付（角度指定）

目盛

着色目盛、多重目盛、換算目盛、特殊記号、など
PXK-120C，PYK-120C，LXK-12C，LYK-12C：100 区分

最大目盛区分

PXK-100C，PYK-100C，LXK-10C，LYK-10C： 80 区分
PXK-80C， PYK-80C， LXK-8C， LYK-8C ： 60 区分
PXK-60C， PYK-60C： 50 区分

難燃性材質
耐振構造

特殊環境

(標準以上は刃形指針指定時のみ)

カバー：ポリカーボネート樹脂
振動2～10Hz 振幅 15mmp-p
10～55Hz29.4m/s2

衝撃147m/s2 ，30 回

熱帯防湿処理を施します。 使用湿度：95％ RH 以下

耐寒

使用温度：-30 ～ +55℃，保存温度：-40 ～ +60℃

管理指針

槍形（赤色）

2 管理指針まで対応

端子カバー

端子カバー付とご指定ください

8X-208-211

本社
住 所：〒１２１－８６３９ 東京都足立区一ツ家一丁目１１番１３号（東京営業所） 電 話：０３（３８８５）２４１１（代表）
ＦＡＸ：０３（３８５８）３９６６
京都営業所

作成 2022/11/22

住 所：〒６１０－０１１４ 京都府城陽市市辺西川原１－１９
電 話：０７７４（５５）１３９１（代表）
ＦＡＸ：０７７４（５４）１３５３
Rev. E9