メモリハイコーダ MR8880
MEMORY HiCORDER MR8880

コンパクトサイズで、高電圧から微小信号まで

簡単操作の本格派レコーダ
CAT III 600 V の絶縁性能
・480V 系ラインを直接測定可能（従来の差動プローブ不要）
・4ch 絶縁入力（三相電源ライン +1ch を同時記録可能）

過酷な環境に耐える
・使用温度範囲：−10 ℃ 〜 50 ℃
・耐衝撃性＆耐振動性（プロテクタ標準装備）

設定ナビ機能で簡単に設定できる
測定の目的を選んでガイドに従って選択すれば、設定が完了「電圧降下」や「停電」の測定も、簡単に設定できる！

2

安全に、確実に測定
CAT III 600V 絶縁入力で、安全・確実に測定。
コンパクトサイズながら堅牢設計で、過酷な環境での測定にも対応。

三相電源ラインも直接入力で測定可能！

CAT III 600 V 絶縁入力（4ch）■ アナログ 4ch ＋ロジック 8ch■ AC/DC 600 V（CAT III）, AC/DC 300 V（CAT IV）直接入力可能
差動プローブ 9322 使用時は DC 2000 V / AC 1000 V（CAT II）

温度環境の厳しい現場でも測定できる！

過酷な環境に耐える■ 使用温度範囲が広い！ 《 −10℃〜 50℃ 》
バッテリ駆動時でも 0℃〜 40℃ の広範囲で測定可能■ 壊れにくい堅牢設計、さらに本体をガードするプロテクタを標準装備

プリンタユニットはオプションです3

簡単に設定 《設定ナビ機能 》「商用電源を測りたい」「電圧降下を監視したい」など
目的を選択し、ガイドに従って選択するだけで設定完了。

「 電圧降下を監視したい 」

設定してみましょう「設定ナビ」キーを押す

キーで選択「測定ガイド」を選択「停電などの電圧降下を監視」を選択

基本操作ガイド
測定ガイド
設定呼出

商用電源を瞬時値で測る
商用電源を実効値で測る
停電などの電圧降下を監視する
測定と同時にデータをメディアに保存する「停電などの電圧降下を監視する」設定画面
1. 使用チャネル を選択する
電源ライン を選択する

使用する・使用しない
100V・200V

周波数 を選択する

50Hz・60Hz

しきい値 を選択する

90/85/80/75/70/65/60 V

2. 記録長 を選択する

25ms/50ms/100ms/200ms

3. プリトリガ を選択する

記録する・記録しない

4. 測定の繰り返し を選択する 一度だけ・繰り返し
保存設定 を選択する

保存しない
CF にバイナリ形式 で保存する
CF にテキスト形式 で保存する
USB にバイナリ形式 で保存する
USB にテキスト形式 で保存する
上記で測定を開始する
開始キーを押す

開始キーで

測定開始

測定を開始します

他にも便利な設定ナビ機能
基本設定ガイド

設定を読み込む「設定ナビ」キーを押し、「基本設定ガイド」を選択します。

「設定ナビ」キーを押し、「設定呼出」を選択します。

「ハイスピード」または「リアルタイム」ファクンションを選択

どこから読み込むかを選択（ハイスピードファンクションの場合、オートレンジ設定可能）（本体メモリ /CF カード /USB メモリ）

必要な設定項目を ガイドに従って設定（波形を確認しながら設定できます）

保存されている設定リストから読み込みたい設定を選択し、読込キーを押す

測定開始

測定開始

4

アプリケーション
1MS/s の高速測定も、長期間の記録も、1 台で可能。
高電圧から微小信号まで測定可能だから、様々な計測シーンで活躍します。

起動時の瞬時波形や、突発的に

1

ハイスピードファンクション で高速測定発生する異常波形を測定したい！

● 最高サンプリング周期 1μs（全チャネル同時）● 測定データは内部メモリ（1MW）に記録■ 記録時間（内部メモリ）
全チャネル（アナログ 4ch ＋ロジック 8ch）
時間軸レンジ サンプリング速度

100μs/DIV
200μs/DIV
500μs/DIV
1ms/DIV
2ms/DIV
5ms/DIV
10ms/DIV
20ms/DIV
50ms/DIV
100ms/DIV

1 MS/s500 kS/s
200 kS/s
100 kS/s
50 kS/s
20 kS/s
10 kS/s
5 kS/s
2 kS/s
1 kS/s

記録間隔

最大記録時間

1 μs
2 μs
5 μs
10 μs
20 μs
50 μs
100 μs200 μs500 μs
1 ms

1s
2s
5s
10 s
20 s
50 s
1m 40 s
3m 20 s
8m 20 s
16m 40 s

異常波形の記録例
波形判定トリガによる記録波形
判定エリアも同時に表示可能

使用 ch 数により、最大記録長は変わりません

電源ラインの実効値変動など

2

長期間記録したい！

で長期間測定＆記録■ 記録時間（長期間に渡るメディアへの連続記録は、動作保証された HIOKI 純正 CF カードをお勧めします）
全チャネル（アナログ 4ch ＋ロジック 8ch）, 波形（バイナリ）データのみ記録時

… …

… …

1m 40s1h 25m 20s
2h 46m 40s
5h 33m 20s
3m 20s2h 50m 40s
5h 33m 20s
11h 6m 40s
8m 20s7h 6m 39s
13h 53m 19s
1d 3h 46m 39s
16m 40s
14h 13m 19s
1d 3h 46m 39s
2d 7h 33m 19s
33m 20s 1d 4h 26m 38s
2d 7h 33m 18s
4d 15h 6m 38s
1h 23m 20s 2d 23h 6m 34s 5d 18h 53m 14s 11d 13h 46m 34s
2h 46m 40s 5d 22h 13m 8s 11d 13h 46m 28s
23d 3h 33m 8s
5h 33m 20s 11d 20h 26m 15s 23d 3h 32m 55s
46d 7h 6m 15s
13h 53m 20s 29d 15h 5m 39s 57d 20h 52m 19s 115d 17h 45m 39s
1d 3h 46m 40s 59d 6h 11m 17s 115d 17h 44m 37s 231d 11h 31m 17s
2d 7h 33m 20s 118d 12h 22m 34s 231d 11h 29m 14s-略5d 18h 53m 20s 296d 6h 56m 26s-略-略11d 13h 46m 40s-略-略-略23d 3h 33m 20s
… …

100μs
200μs
500μs
1ms
2ms
5ms
10ms
20ms
50ms
100ms
200ms
500ms
1s
2s

…

内部メモリ（8MB） 512MB（9728） 1GB（9729） 2GB（9830）

…

記録
間隔

1 min

リアルタイムファンクション

694d 10h 40m

-略-

-略-

-略-

● 記録間隔 100μs 〜 1min
● 波形データをバイナリ形式で CF カード /USB メモリのいずれかへ直接保存
実効値と瞬時波形同時記録可能注）記録するチャネル数が少ないほど、最大記録時間が増えます。
（ロジック ch を使用している場合、ロジックの使用 ch 数で最大記録時間は増減しません。
）
CF の実際の容量は CFに表記された容量より少ないので、上記の記録時間の９割程度を目安にしてください。
長期（1年以上）の記録時間については、保証期間や製品寿命が影響しますので、動作保証できません。

3
4
5

三相モータの相電圧 を

三相同時に測定したい

CAT Ⅲ 600V , 4ch 絶縁入力！
接地点の異なる電圧を同時に測定可能
もちろん差動プローブは不要です

計装信号、各種センサの出力 など

微小信号の変動を確認したい

分解能 14bit の高分解能 A/D コンバータを採用
高感度 10mV/div レンジ + 5Hz のフィルタ（ノイズ除去用）を組み合わせて、センサ出力を安定して測定できます

オフィスの電源が時々不安定になる
何が原因なのか調査したい

実効値、DC 電圧、ロジック信号の混在記録が可能
稼動機器の電源、UPS の出力、制御信号との関連を同時に記録できます

5

機能・性能
「使いやすさ」を追求した便利な機能・性能を搭載。
不安・不満を、安心・満足へ。

1

データを持ち帰って

外部メディアへ直接保存可能PC で見たい● 従来の CF カードに加え、手軽な USB メモリも使用可能● 外部メディアにリアルタイム保存可能（最大 10kS/s）● 測定中でも外部メディアを交換できるCF
カード

新しいメディアへの交換は、記録間隔の設定が「100μs」の場合
20 秒以内に差し替えてください。

● 測定中に予期せぬ停電が起きても、外部メディアを保護
メディアへの保存処理が完了するまで内部電源をバックアップ
することで、信頼性の高いデータ収集を実現しています。

2
3

車載で使いたい振動に耐えられる？

野外での測定は画面が見えにくい…

※HIOKI 純正オプション品以外は動作保証外となります。

高い耐振動性を備え、車載でのデータ収集も安心。さらに保護プロテクタを
付属
野外測定でも見える
5.7 インチ TFT カラー液晶
反射光でも見やすい液晶を採用

試験車両から5

簡単にプリントしたい

電源が取れない

長期間に渡る大切なデータ記録には、工業用規格品の当社純正 CF カード /USB メモリの使用をお勧めします。

JIS 自動車振動規格 に準拠

4

大容量バッテリ を用意
連続 3.5 時間の使用が可能

ワンタッチ投げ込み式 で、記録紙のセットが簡単！
その場ですばやくプリントできる！
（リアルタイムプリント機能：1s/div 〜）
プリンタ印字例（実際のサイズ）プリンタユニットはオプションです。

USB
メモリ

記録紙を入れてカバーを閉じれば、セット完了！

6■ 製品仕様
基本仕 様（確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年）

ハイスピードファンクション（高速記録）

ハイスピードファンクション（高速記録）
測 定 機 能リアルタイムファンクション（実時間記録）
アナログ入力 4ch +ロジック入力 8ch 標準
入 力 チ ャ ネ ル 数 ※アナログ入力の ch 間と本体間は絶縁ロジック入力の chは全て本体とGND 共通
最高サンプリング速度 1MS/ 秒（1 μs 周期 , 全チャネル同時）
メ モ リ 容 量 14bit × 1M ワード/ch（1 ワード =2 バイト, 増設不可）
CFカードスロット × 1（2GBまで, 対応フォーマットFAT/ FAT32）
外 部 記 憶USBメモリ × 1（USB 2.0 準拠シリーズAレセプタクル）
時間確度（23°C にて）サンプリングの時間確度 : ±0.0005 %, 時計精度 : ±3s/日
時計 , 設定条件 : 10 年以上
バックアップ 機 能
波形バックアップ：約 40 分

時
間
軸 100µs 〜 100ms/div, 10 レンジ, 分解能 100 ポイント/div
サンプリング周期 時間軸レンジの 1/100（最小 1 μs 周期 , 全 ch 同時）
記
録
長 固定設定 5 〜 10,000 div（5div ステップ）
バイナリデータ, テキストデータ, 数値演算結果 , バイナリ +自 動 保 存
数値演算結果 , テキスト + 数値演算結果 , または OFF
その 他 保 存 機 能［削除保存］OFF/ON, から選択
画 面 設 定 画面分割（1/2/4 分割）, X-Y 波形合成（1 画面）
プ リ ト リ ガ トリガ以前の記録 , 記録長に対し 0 〜 100% の 13 段
波 形 スク ロ ー ル 測定中 , 測定後の過去波形バックスクロール観測可能
最大 4 演算
数 値 演 算 平均値 , ピーク値 , 最大値 , 最大値までの時間 , 最小値 , 最小

外部トリガ入力 , トリガ出力 , 外部スタート入力
外部ストップ入力 , ステータス出力 , GND 端子
USB2.0準拠 シリーズミニBレセプタクル × 1
通信インタフェース 機能：通信コマンドによる設定/測定, CF/USBメモリ内のファイルをPCへ転送（USBドライブモード）
使用温度範囲：-10°C 〜 50°C
使用湿度範囲：-10°C 〜 40°C, 80% rh 以下
使 用環 境 条 件
40°C 〜 45°C, 60% rh 以下, 45°C 〜 50°C, 50% rh 以下（結露しないこと）
Z1000 バッテリ動作時 : 0°C 〜 40°C, 80% rh 以下
Z1000 バッテリ充電時 : 10°C 〜 40°C, 80% rh 以下
保存温度範囲：-20°C 〜 60°C
保 存 環 境 条 件 保存湿度範囲：-20°C 〜 40°C, 80% rh 以下（結露しないこと） 40°C 〜 45°C, 60% rh 以下, 45°C 〜 60°C, 50% rh 以下
Z1000 バッテリ単体：-20°C 〜 40°C, 80% rh 以下
安全性：EN61010
適 合 規 格 EMC：EN61326, EN61000-3-2, EN61000-3-3
耐振動性：JIS D 1601, 1 種：乗用車 , 条件：A 種相当
1) ACアダプタZ1002：AC 100 〜240 V（50/60 Hz）
2) バッテリパックZ1000：DC 7.2V
電
源 連続使用時間 : バックライトON で約 3h, OFF で約 3.5h

リアルタイムファンクション（実時間記録）(23°C 参考値）

外部制 御 端 子

（ACアダプタ併用時は ACアダプタ優先）
プリンタ使用時はアルカリ乾電池使用不可 3) 乾電池：単 3アルカリLR6 × 8 本（連続使用時間は 23℃参考値）

連続使用時間: , バックライトONで約40 分, OFF で約 50 分

（ACアダプタ併用時は ACアダプタ優先）
4) DC電源入力：DC 10 〜28 V（接続コードは特注にてお受けします）

充

電

機

能 充電時間：約 3h（バッテリパックZ1000 装着状態でACアダプタ(23°C 参考値）

を接続することにより充電可能）

1) AC アダプタ Z1002, 外部 DC 電源駆動時：
11 VA※1, 10 VA※2, 40 VA※3
※1
※2
※3
2)
最 大 定 格 電 力 バッテリパック Z1000 駆動時：9 VA , 8 VA , 22 VA
リアルタイム保存 , バックライト ON
リアルタイム保存 , バックライト OFF※3
リアルタイム保存 , バックライト ON, プリンタ使用時※1※2

外 形 寸 法 ・質 量 本体のみ：約 205W × 199H × 67D mm, 1.66 kg（バッテリパック含む）プリンタ装着時：約 303W × 199H × 67D mm, 2.16 kg

付

取扱説明書 × 1, ACアダプタZ1002 × 1, アルカリ乾電池
品 ボックス × 1, ストラップ × 1, USBケーブル × 1, アプリ（波形ビューワWv/ 通信コマンド表）× 1
ケーションディスク属

各種機 能
基本測定ガイド, 測定例ガイド, 内部保存設定読み出しから選択可能各チャネルごとに小数 , 指数の表示形式を選択可能
1) 変換比 : 変換比 , オフセット値 , 単位を設定
ス ケ ー リ ン グ 2) 2 点設定 : 2 点分の入力値と変換後の値 , 単位を設定
3) 形名設定 : 当社製クランプオンプローブ, レンジ値を設定
4) 出力レート設定 : 1V あたりの変換値を一覧から選択
記録メディアへのデータ保存中に停電が発生した場合
ファイルクローズしてから電源遮断する
デ ー タ 保 護 バッテリ駆動の場合のデータ保存中に, バッテリ容量が少なくなったらファイルクローズしてメディアへのアクセスを停止する※ 電源投入から 3 分以上経過にて有効
最大 10 個まで設定可能
指定日：開始・停止時刻 , 設定条件
予 約 機 能定時：開始日（毎日 , 月〜金 , 月〜土 , 曜日指定）,
開始・停止時刻 , 設定条件
電源投入時に本体内またはメディア内の設定条件を自動読込
その他
本体メモリに設定条件を 10 個まで保存
設

定

ナ

ビ

値までの時間 , 実効値 , 周期 , 周波数 , 面積値 , X-Y 面積値

・電源 ON してから 5 分以上経過後に電源 OFF となった場合

100μs 〜 500μs, 1ms 〜 500ms, 1s 〜 1min, 19 設定
表示時間軸：10ms 〜 1day/div, 22 レンジ
リアルタイムプリント ON/OFF 可能
記

録

間

隔

（オプションのMR9000 装着） ※ 同時プリント：1s/div より遅い時間軸で可能

記 録 時 間 CF カードまたは USB メモリへ連続保存 ON/OFF 可能
エンベロープモード ON/OFF 可能
内部メモリに測定停止以前の 1M ワードが保持される
波 形 記 憶（エンベロープモード ON のときは 500k ワード）

バイナリデータ, テキストデータ, 数値演算結果 , バイナリ
+ 数値演算結果 , テキスト + 数値演算結果 , または OFF［分割保存］OFF/ON/ 定時 , から選択
その 他 保 存 機 能［削除保存］OFF/ON, から選択
［メディア取り外し］リアルタイム保存中の取り外し可能
1) 測定中イベントマークを入力可能（最大 100 個）
イベ ントマ ー ク2) 入力したイベント番号を指定しイベントマーク前後の波形に移動
リアルタイム保 存

トリガ機能
繰 り 返 し 記 録 単発 / 繰返ハイスピードファンクション : 開始のみ
トリガタイミン グ
リアルタイムファンクション：開始 , 停止 , 開始＆停止トリガ
ト リ ガ 条 件 全トリガソース間で AND, OR が可能
チャネルごとにトリガソースを選択可能
トリガソースが全て OFF の場合はフリーラン
1) アナログ入力 CH1 〜 CH4
ト リ ガ ソ ー ス 2) ロジック入力 LA1〜LA4, LB1〜LB4（4ch ×2プローブ）
3) 外部トリガ（月 / 日 / 時 / 分 / 秒）4) インターバルトリガ : 指定の測定間隔
で定時記録
1) レベル 2) イン 3) アウト
4) 電圧降下（ハイスピードファンクションのみ）：商用電源 50/60Hz 専用
ト リ ガ 種 類 5) 波形判定（ハイスピードファンクションのみ）：商用電源 50/60Hz 専用
6) ロジック
7) 外部：立上がり , 立ち下がりの選択可能
レ ベ ル 設 定 分 解 能 0.1 % f.s. (f.s.=10 div)
ハイスピードファンクション：10 〜 1000 サンプル数 7 段 , OFFト リ ガ フ ィル タ
リアルタイムファンクション：ON/OFF
ト リ ガ 出 力 オープンコレクタ出力（5V 電圧出力付き , アクティブ Low）

アナログ入力部 （確度は 23 ±5°C, 80% rh 以下 , 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実行後にて規定）
測
入

定
力

機
端

能 4ch電圧測定 , 瞬時値（波形）/ 実効値の切替機能（入力抵抗 1MΩ, 入力容量 7pF）
子 絶縁 BNC 端子
AC, DC 600V 測定カテゴリIII
AC, DC 300V 測定カテゴリIV
対地間最大定格電圧（入力と本体間は絶縁、入力ch〜筐体間、各入力ch 間に加えても壊れない上限電圧）

10mV〜100V/div, 13レンジ, フルスケール : 10div,
測 定 レ ン ジ ハイスピードファンクションで測定 /表示可能なAC電圧 : 600 Vrms
ローパスフィルタ: 5/50/500/5k/50kHz
測 定 分 解 能 レンジの1/640（14bit A/Dを使用, × 1倍にて）
最高サンプリング速度 1 MS/s（4チャネル同時サンプリング）
瞬 時 値 測 定 確 度 ±0.5% f.s.（ゼロアジャスト後）
RMS 確度： ±1.5% f.s.（30Hz〜1kHz）±3% f.s.（1kHz〜10kHz）
実 効 値 測 定 応答時間：300ms（立ち上がり0 to 90% f.s., フィルタOFFにて）クレストファクタ：2, （実効値測定時は AC 結合されます）
周 波 数 特 性 DC〜100 kHz ±3dB
入 力 結 合 DC/GND
端子間最大定格電圧 AC 600Vrms, DC 600 V（入力端子間に加えても壊れない上限電圧）

7
体 5.7 型 VGA-TFT カラー液晶（640 × 480 ドット）時間軸： × 10 〜 × 2（拡大はハイスピードファンクションのみ）
× 1, × 1/2 〜 × 1/2,000
波形表示倍率
電圧軸： × 20 〜 × 2, × 1, × 1/2 〜 × 1/10
コ メ ン ト 入 力 タイトル , 各チャネルごとにコメント入力可能
ロジック波形表示 記録幅 2 種選択 , 表示位置をそれぞれ設定可能
波形表示 , 波形と設定の同時表示 , 波形とトリガ設定の同
表 示 項 目 時表示 , 波形と数値演算値の同時表示 , 波形とカーソル値の同時表示（A・B カーソル値）
瞬時値または実効値での数値および測定波形（使用レンジは
モ ニ タ 機 能 測定レンジと共通 , 更新レート 0.5 s, モニタ画面表示にて）
表示桁数：5 桁
時間：測定開始もしくはトリガ点からの経過時間を表示
時 間 値 の 表 示 日付：データを取込んだ日付時刻を表示
データ数：測定開始もしくはトリガ点からのデータ数を表示• カーソル測定（A, B, 2 本のカーソル , 全チャネル対応）•上下限値設定可能（波形振幅を上下限値に合わせ込み）
その他表示機能 • アナログ波形 1% ステップでゼロ位置移動可能• 波形表示 24 色選択• ゼロアジャスト全チャネル全レンジ一括実行

プリンタ部 ( 専用オプションのプリンタユニット MR9000 をドッキング )機

構 記録紙ワンタッチ挿入式 , 高速サーマル印字方式
112 mm × 18 m, ロール型感熱紙（9234 使用）
記
録
紙 波形部記録幅 100 mm
10 div f.s., 1 div=10 mm (80 ドット /div)
記 録 速 度 最大 10mm/ 秒（アルカリ乾電池使用時は印字不可）■ 外観・寸法図

USB 端子（USB メモリ用）
USB 端子（通信用）

ロジック
プローブ
端子
外部制御
端子

205 mmCF カードスロット

プリンタユニット MR9000 装着時

199 mm■（標準付属 CD-R に搭載）ソフトウェア仕様
波形ビューワ(Wv)• 波形ファイルの簡易表示• テキスト変換：バイナリ形式のデータファイルをテキスト形式へ変
換 , CSVのほかスペース区切り/タブ区切り選択可能 , 区間指定
能 可能 , 間引き可能• 表示形式設定：スクロール機能 , 拡大縮小表示 , 表示 CH 設定• その他 , 電圧値トレース機能 , カーソル/トリガ位置へのジャンプ機能など

機

アナログ入力部（絶縁 BNC 端子）

67 mm

示

199 mm

画面表示部
表303 mmパソコン対応 OS Windows 10/8/7 (32bit/64bit)対応■ オプション仕様（別売）
コード長・質量：本体間 1.5m, 入力部 30cm, 約 150g

コード長・質量：本体間 1.5m, 入力部 1m, 約 320g

注）9320-01 は本体側プラグが 9320 と異なります

ロジックプローブ9320-01
機

能 電圧信号やリレーの接点信号をhigh/low記録するための検出器
4ch ( 本体間 , チャネル間 GND 共通 ), ディジタル/コンタクト入力切換

入力注）MR9321-01 は本体側プラグが MR9321 と異なります

ロジックプローブ MR9321-01(コンタクト入力はオープンコレクタ信号検出可能 )部 入力抵抗：1 MΩ (ディジタル入力: 0 to +5 V 時 )500 kΩ 以上 (ディジタル入力: +5 to +50 V 時 )プルアップ抵抗：2 kΩ (コンタクト入力：内部 +5 Vにてプルアップ )ディジタル入力しきい値 1.4V/ 2.5V/ 4.0V
コ ン タ クト 入 力 1.4 V：1.5 kΩ 以上 (オープン), 500 Ω 以下 (ショート)
2.5 V：3.5 kΩ 以上 (オープン), 1.5 kΩ 以下 (ショート)
検 出 抵 抗 値 4.0 V：25 kΩ 以上 (オープン), 8 kΩ 以下 (ショート)
応答可能パルス幅 500ns 以上
最 大 入 力 電 圧 0 〜+DC50V ( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧)

ACやDCリレーの駆動信号をhigh/low記録するための検出器

機

能 電源ラインの停電検出器としても使用可能

入4ch ( 本体間 , チャネル間絶縁), HIGH/LOWレンジ切換

力部 入力抵抗 : 100kΩ 以上 (HIGHレンジ), 30kΩ 以上 (LOWレンジ)
AC170 〜250V, ±DC(70 〜250)V (HIGHレンジ)

出 力 (H) 検 出 AC60 〜150V, ±DC(20 〜150)V (LOWレンジ)
AC0 〜30V, ±DC(0 〜43)V (HIGHレンジ)

出 力 (L) 検 出 AC0 〜10V, ±DC(0 〜15)V (LOWレンジ)
応

答時

以下, 立ち下がり3ms 以下 (HIGHレンジは DC200V,
間 立ち上がり1ms
LOWレンジは DC100Vにて)(HIGHレンジ), 150Vrms (LOWレンジ), ( 入力端子間に加え最 大 入 力 電 圧 250Vrmsても壊れない上限電圧)

コード長・質量： 入力側 : 70 cm, 出力側 : 1.5 m, 約 170g

差動プローブ P9000（ 確度保証期間 1年, 調整後確度保証期間 1年）

ウェーブプロセッサ 9335

P9000-01: 波形モニタ出力専用, f 特 : DC〜100 kHz -3 dB
P9000-02: 波形モニタ出力/ 交流実効値出力 切替
測 定 モ ー ド Waveモードf 特: DC〜100 kHz -3 dB,
RMSモードf 特：30 Hz〜10 kHz, 応答時間: 立上り300 ms, 立下り600 ms

提 供 メ デ ィ ア CD-R 1 枚

分
圧
比 1000：1, 100：1 切替
DC 出 力 確 度 ±0.5 % f.s. (f.s. = 1.0 V, 分圧比 1000:1), (f.s. = 3.5 V, 分圧比 100:1)
実 効 値 測 定 確 度 ±1 % f.s. (30 Hz〜1 kHz 未満 , 正弦波 ), ±3 % f.s. (1 kHz〜10 kHz, 正弦波 )入 力 抵 抗 / 容 量 H-L間 : 10.5 MΩ, 5 pF以下 (100 kHzにて)
最 大 入 力 電 圧 AC, DC 1000 V
対地間最大定格電圧 AC, DC 1000 V (CAT III)使 用 温 度 範 囲 -40℃〜80℃

表(1) ACアダプタZ1008 (AC 100 〜240 V, 50/60 Hz), 6 VA (ACアダプタ含む), 0.9 VA ( 本体のみ)

印(3) 外部電源 DC2.7 V〜15 V, 1 VA

そ電付

源 (2) USB バスパワー (DC5 V, USB-microB 端子), 0.8 VA
属

品 取扱説明書 ×1, ワニ口クリップ ×2, 携帯用ケース ×1

パソコン対応 OS Windows 10/8/7 (32bit/64bit)対応
示

機

波形表示 , X-Y 表示 , ディジタル値表示 , カーソル機能 , スクロー

能 ル機能 , 最大チャネル数 ( アナログ 32ch, ロジック 32ch), ゲージ表示 ( 時間 , 電圧軸 ), 図形表示

読み込みデータ形式 (.MEM, .REC, .RMS, .POW)フ ァ イ ル 読 込 最大読み込みファイル容量 : 対応機種で保存できる最大の容量(PC の使用環境により扱えるファイルサイズは減少します )CSV 形式への変換 , タブ区切り / スペース区切
デ ー タ 変 換 データ間引き ( 単純 ), チャネルを指定して変換 , 複数ファイルの一
括変換

刷

機
の

印刷フォーマット ( 分割なし , 2 〜 16 分割 , 2 〜 16 列 , X-Y 1 〜 4 分割 ),能 プレビュー , ハードコピー , 使用 OS に対応しているプリンタで可能パラメータ演算 , 検索 , クリップボードコピー , 他のアプリケーションの他 起動MR8880 オプション 表示価格は全て（税抜き）価格です※入力電圧は、測定器側の最大入力で制限されます※高精度電流センサを使用するには電源 (CT9555) が別途必要です※CT9555 と接続できるのは , ME15W (12pin) 端子の (-05 タイプ ) センサのみ※PL23 (10pin) 端子のセンサを使用する場合は , 変換ケーブル CT9900 が別途必要

ワニ口クリップ L9790-01

お勧め!

L9790の先端に装着, 赤黒

入力ケーブルＡ...............................¥ 3,500
コンタクトピン9790-03

センサ用電源
センサユニット CT9555, 1ch, 波形出力付き
接続コード L9217

L9790の先端に装着, 赤黒..............................¥ 4,000

接続コード L9790

コード両端が絶縁 BNC, 1.6 m

グラバークリップ 9790-02

最大600Vまで入力可能, 柔軟性に富んだ細径 φ 4.1 mmケーブル, 1.8 m※先端クリップは別売です※このクリップをL9790の先端に装着した場合はCAT II 300Vまでに制限,
赤黒.............................. ¥ 8,500

PL23 (10pin) - ME15W (12pin) 変換
変換ケーブル CT9900
製品名：メモリハイコーダ MR8880

9790-03

L9790-01

9790-02

形 名（仕様）（発注コード）※入力電圧は、測定器側の最大入力で制限されます（価格）

MR8880 （4ch, プリンタ部別売） ....¥ 285,000 ( 税抜き)

接続コード L9198※ 本体のみではご使用できません

プリンタユニットMR9000

最大600Vまで入力可能, 径 φ 5.0 mm
ケーブル, 1.8 m, 脱着型大型ワニ口ク
リップ付属............................¥ 10,000

グラバークリップ 9243

バナナプラグケーブルの先端に装着, 赤黒
セット, 全長196 mm, CAT III 1000V....................................¥ 5,000

1000A まで（高精度）※ME15W (12pin) 端子タイプ
高精度貫通型 , DC から歪んだ AC 電流まで波形観測が可能 ... ¥ 120,000
AC/DC カレントセンサ 9709-05, 100 kHz 帯域 , 500A
DC 電流から歪んだ AC 電流まで波形観測が可能
AC/DC カレントプローブ CT6844-05, 200kHz 帯域 , 500A
AC/DC カレントプローブ CT6845-05, 100kHz 帯域 , 500A

MR8880と合体して使用, 印字
幅 100mm, 記録紙1巻付属...........................¥ 50,000

高精度電流センサとメモリハイコーダ接続時の注意■ MR8880/MR8875/MR8870 との接続
・高精度電流センサ (ME15W) ＋ CT9555 ＋ BNC ケーブル → MR8880
・高精度電流センサ (PL23) ＋ CT9900 ＋ CT9555 ＋ BNC ケーブル → MR8880

その他各種電流センサ

各種電流センサ、プローブが使用できます。
記録紙 9234

112 mm × 18 m, ロールタイプ,
10 巻セット

入力ケーブルＤ※対地間電圧はこちらの製品仕様範囲内となります ※ 別途電源供給が必要です..............................¥ 7,000

詳しくは HIOKI ホームページの製品情報をご覧ください
これらの電流センサを使用するには CM7290 他が別途必要です

100A 〜 2000A まで（中速）
AC/DC カレントセンサ ( オートゼロ ) ... ¥ 26,000〜
CT7631, (CT7731)
DC, 1Hz 〜 10kHz (5kHz), 100A, 出力 1mV/A ... ¥ 38,000
AC/DC カレントセンサ ( オートゼロ ) ... ¥ 32,000〜CT7636, (CT7736)
DC, 1Hz 〜 10kHz (5kHz), 600A, 出力 1mV/A ... ¥ 44,000

差動プローブ P9000-01 差動プローブ P9000-02(Waveのみ), AC/DC 1kVまでの (Wave/RMS切換え付), AC/DC ACアダプタ Z1008
AC 100〜240 V
入力用, 帯域100kHz
1kVまでの入力用, 帯域100kHz..................... ￥42,000....................¥ 12,000.....................￥54,000
特注ケーブル

AC/DC カレントセンサ ( オートゼロ ) ... ¥ 32,000〜CT7642, (CT7742)
DC, 1Hz 〜 10kHz (5kHz), 2000A, 出力 1mV/A ... ¥ 44,000

P9000 用 , 特注品につきご相談ください(1) USBバスパワーケーブル(2) USB(A)-マイクロBケーブル(3) 3分岐ケーブル

入力ケーブルＥ........................................￥ 66,000.....................¥ 17,000

AC 1kV, DC 2kV, 周波数帯域10MHz

AC 100 ～ 240 V

500A 〜 5000A まで ※50/60Hz 商用電源ライン用
クランプオンプローブ 9018-50... ¥ 26,000
AC 電流の波形観測が可能 , f 特 40Hz 〜
3kHz, AC10 〜 500A レンジ, 出力 0.2VAC/
レンジ

クランプオンプローブ 9132-50

AC 電流の波形観測が可能 , f 特 40Hz 〜
1kHz, AC20 〜1000Aレンジ, 出力 0.2VAC/
レンジ

10Hz 〜20kHz, AC 5000A/500A, 出力 AC 500mV/
f.s., 測定導体径 φ 100mm 〜 φ254 mm...............................¥ 60,000

ロジックプローブ MR9321-01
絶縁4ch, AC/DC電圧のON/OFF
検出用 (小型端子タイプ)....................................¥ 36,000.............................¥ 42,000
変換ケーブル9323

廃止予定

ＰＣ関連

ロジック測定データ変換 , 印刷機能 , 波形表示

4ch, 電圧/接点信号のON/OFF検出用 (応答可能パルス幅 500nsec以上, 小型端子)

NI DIAdem ( 市販ソフトウェア )データ検索・読み込みから解析・レポート作成

漏れ電流 ※50/60Hz 商用電源ライン用

クランプオンリークハイテスタ 3283 ¥ 48,000

仕様・価格は（株）共和電業様までお問い合わせ願います
お問合せ先 : TEL 042-489-7267

端子形状が異なる9320・9321・
MR9321・9324を小型ロジック端
子のメモリハイコーダに中継

10mA レンジ /10μA 分解能〜 200A レ
ンジ, モニタ / アナログ出力 1V f.s. 付

Oscope 2 ( 市販ソフトウェア )長い時系列データを自由自在に編集 , 解析...........................¥ 5,000......................¥ 18,000

コード両端が絶縁BNC,
入力ユニットの絶縁BNC端子に使用, 1.6 m....................... ¥ 5,500

ACアダプタZ1002

バッテリパックZ1000........................¥ 12,000.......................¥ 22,000

本体用, AC100〜240V

NiMH, 本体で充電

非接触電圧測定

オプション収納可能, ソフト
ケースタイプ... ¥ 4,000

AC アダプタ 9445-02... ¥ 6,300

AC 100 〜240 V, 9 V/1 A

電源

その他オプション

接続コードL9217

出力コード L9095
BNC 端子用 , 1.5m

仕様・価格は（株）小野測器様までお問い合わせ願います
お問合せ先 : TEL 0120-388841※ Z1002 は本体標準付属

携帯用ケースC1003... ¥ 22,000

AC フレキシブルカレントセンサ ... ¥ 40,000
CT9667-01/-02/-03

ウェーブプロセッサ 9335

ロジックプローブ9320-01... ¥ 4,000

BNC 端子用 , 1.5m

高信頼性のSLCタイプフラッシュメモリ
採用) ..................¥ 55,000※ 小型端子タイプのみ接続可能 , ※ 9323 は小型端子タイプの 9327,
9320-01, 9321-01, MR9321-01 には必要ありません

出力コード L9095

Bluetooth® 無線技術搭載

弊社オプションの保存メディアを必ず使用してください。弊社オプション
以外の保存メディアを使用すると、正常に保存、読み出しができない場合があり、動作保証はできません。

PCカード2G 9830 (2 GB)...........................¥ 24,000
PCカード1G 9729 (1 GB)...........................¥ 18,000
PCカード512M 9728 (512 MB)..............................¥ 9,500
USBメモリ Z4006 (16 GB, 長寿命・

ディスプレイユニット CM7291... ¥ 24,000〜... ¥ 34,000

CT7000s と組合せて測定 , 表示 , 出力

※ CF カードには PC カードアダプタが付属します

保存メディアACアダプタ 9418-15

ディスプレイユニット CM7290

MR8880 + MR9000※対地間電圧はこちらの製品仕様範囲内となります ※ 別途電源供給が必要です

差動プローブ 9322... ¥ 190,000

AC/DC カレントプローブ CT6846-05, 20kHz 帯域 , 1000A ... ¥ 210,000.......................................... ¥ 5,500

プリンタ関連入力ケーブルＢ

最大300Vまで入力可能, 径φ 5.0 mmケーブル,
1.7m, 小型ワニ口クリップ

接続コード L9197... ¥ 9,800

PL23 (10pin) を ME15W (12pin) 端子に変換............................... ¥ 4,000

L9790... ¥ 50,000... ¥ 5,500

AC非接触電圧プローブ AC非接触電圧プ AC電圧プローブ
SP3000-01 定格測定電圧 ローブ SP3000 SP9001
5Vrms, f特10Hz〜100kHz....................... ￥90,000

単体販売

単体販売

...........￥50,000 ............￥45,000

お問い合わせは ...

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら
本社 カスタマーサポート

0120-72-0560（9:00 〜12:00, 13:00 〜17:00, 土・日・祝日を除く）

0268-28-0560
詳しい情報はWEBで検索

info@hioki.co.jp
HIOKI■本カタログの記載内容は 2018 年 10 月 1 日現在のものです。 ■本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 ■本カタログで使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
校正書類について 校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
MR8880J18-8XB
販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は本社受注センターまで。 TEL 0268-28-1688 FAX は弊社営業拠点と共有で受信できますので、担当営業拠点宛にお願いします。