メカニカルステージシステム

CONTACT［東京］TEL：03（3257）
1911・FAX：03（3257）
1915［大阪］TEL：06（6940）
1951・FAX：06（6940）
1952［東北］TEL：0248（28）
2293・FAX：03（3257）
1915

E-mail：chuo-sales@chuo.co.jp
URL：https://www.chuo.co.jp

顕微鏡用自動化製品 顕微鏡用 Z フォーカス
自動ステージイメージングフォーカス
0.75A/ 相製品

システム

顕微鏡用自動化製品

0.75A/ 相モ ー タ番フォーカス

手動ステージ
ステージ用
アクセサリ

B00531号

単品

B30201※1※3※4対価格※ 2

応B30301

オリンパス

BX40、BX41、BX41M、BX41MLED、BX43、BX50、BX51、BX51M、BX51 POL、BX53、BX60、BX63、BX-FM、CKX31、
CKX41、GX41、GX51、GX71（R）※ 8、IX51、IX70、IX71、IX73、IX83、MX50、MX51、MX61

B30302
B30303
B30304

ニコン
ニコン
ニコン

B30305

TE2000 S、TE2000 U
Ti-S、Ti-U
50i、50i POL、55i、80i、AZ100
E600、L200N、L200ND、L300、TE300

ニコン¥190,000

顕微鏡用ステージユニット

フォーカシング

顕微鏡

オートフォーカス

B30308ライカ

B30309ライカ

B30335

ニコン

B30336
B30338B00436
B00437

ニコン
ニコン
島津理化
島津理化

付属 3 種−特 長 Sales Point

B30150DM4000 B、DM5000 B、
DMI3000 B、DMI3000 M、
DMI4000 B、DMI5000 M、
DMI8 C、DMI8 M

ニコン

付属 3 種＋ B30318¥99,000

B30318¥17,000

DM2500、DM3000LV100、LV100 POL、LV150、
LV100ND、LV150N、LV150NA、MA200
Ci-E、Ci-L、Ci-S、Ni-U
MA100、TS-100、TS-100F
AE2000（R）※ 8AE2000（L）※ 8
BH2、BX40、BX50、MX50、
IX70、IX71【A】
IM-3、IM-4、L150、L200、ME600、OPTIPHOTO100S、
OPTIPHOTO150
OPTIPHOTO200、
OPTIPHOTO300、TE2000-【B】¥82,000

MSS-FM1

−鏡機種

オリンパス

▲ MSS-FM1

微メーカー

アダプタ

▲ B30201

XY顕

オリンパス
ニコン
オリンパス

上記【A】
、BX-FM
上記【B】
BX-FM

顕微鏡の微動フォーカスハンドルを電動化することで、自動化制御や遠隔操作が可能です。
0.75A/ 相のステッピングモータを使用していますので、当社 QT-A、QT-B シリーズコントローラドライバを使用可能です。※ 1、※ 6ケーブル長のカスタマイズも可能です。

B30201
標準アダプタを選択することで、各社の正立顕微鏡・倒立顕微鏡・検査顕微鏡・マクロ顕微鏡・組込顕微鏡等に取り付け可能です。
従来型のトルク調整リング固定方式ではなく、粗動ハンドル固定方式を採用しているため、自由度が高く、安定した設置が容易に可能です。
ケーブル長は 2m ありますので、コントローラを顕微鏡から離した位置に設置でき、操作スペースを確保可能です。
専用コントローラと組み合わせることで※ 1、CE 適合（電磁両立性：EMC）しています。※ 7
電磁ブレーキ付もカスタマイズ実績があります。

MSS-FM1
顕微鏡のフォーカスハンドルの片側にあるトルク調整リングに取り付け可能※ 5 です。
製品番号

アダプ
タ
製品
名価格（別売） ※ 2
移動方
向使
用
モー
タ分
解能ケーブ
ル
長質量主 要 材 質 ／ 表 面 処 理
使用環境取付
位置制御方法ＣＥ対応192

B30201MSS-FM1
上表に掲載

BIZ-FU 圧着タイプ

フォーカシングカプラ
上表に掲載
Z 軸 1 方向
PK523HP 相当（5 線式ペンタゴン結線、0.75A/ 相）
顕微鏡の分解能（微動ハンドル）に依存
2m
1m
0.6㎏
0.5㎏
樹脂
アルミ合金 / 黒アルマイト処理
10 〜 40℃ /20 〜 80%（非結露）
粗動フォーカスハンドル
トルク調節リング
オープンループ対応
対応済※ 7非対応※1 専用コントローラなどで構成したシステムでご購入いただくと本品の性能を最大限に引き出して使用できます。最新の機種対応情報やその他オプション情報と伏せて、本カタログ 637 ページもしくは専用ホームページ（LS）をご参照ください。
※2 価格は日々変動しておりますので、当社営業部までお問い合わせください。
※3 試料・顕微鏡・機器により観察範囲・倍率が限られる場合がありますので、事前にデモ機でご確認ください。
※4 その他顕微鏡・周辺機器・試料に対してもご提案可能です。
※5 設置の際には、トルク調整の締め付けと取り付け強さにご留意ください。
※6 システム構成品※1では、位置設定・顕微鏡操作に適した一体型コントローラ（ジョグダイヤルスイッチ・シャトルスイッチ付）もご用意があります。
※7 B30201単体では、CE 適合になりませんので、ご留意ください。
※8 顕微鏡のフォーカスハンドルの向き。
（L）：正面から見て左側。
（R）：正面から見て右側。

ユニット製品総合カタログ41号 中央精機株式会社

CONTACT［東京］
TEL：03（3257）
1911・FAX：03（3257）
1915［大阪］TEL：06（6940）
1951・FAX：06（6940）
1952［東北］
TEL：0248（28）
2293・FAX：03（3257）
1915

E-mail：chuo-sales@chuo.co.jp
URL：https://www.chuo.co.jp

メカニカルステージシステム

顕微鏡用 Z フォーカス

顕微鏡用自動化製品
自動ステージ製品の外観図

φ81

φ20

顕微鏡用
自動化製品

90

手動ステージ(2000)

ステージ用
アクセサリ

81

▲ B30201
顕微鏡用ステージX
Y

手動ﾊﾝﾄﾞﾙ

φ20φ80▲ MSS-FM1

顕微鏡との組み合わせ使用例
B30201MSS-FM1

オリンパス 写真は BX-FM

ニコン 写真は L200N

ライカ 写真は DM4000 B

オリンパス 写真は IX71

接続方法 ─ 付属ケーブルとコントローラ・ドライバ

フォーカス側付属ケーブルコントローラ・ドライバ ※1

（2m）

（1m）

オリエンタルモーター（株）社製のドライバなど

お問い合わせ・最適システム構成品・技術資料・ギャラリー（動画・静止画）
は下記まで

https://www. chuo.co.jp/bmc-lifescience/

193
ユニット製品総合カタログ41号 中央精機株式会社

オートフォーカス

80

顕微鏡

ｺﾈｸﾀ

フォーカシング

111(106〜121)
10

ユニット

40

45°