C &U
CREATIVE& UNIQUE

選定ガイド電波暗箱・シールドボックスとは
1 電波暗箱・シールドボックスの特徴
電波暗箱・シールドボックスとは、 下記の特徴を持った箱のことを指します。
• 外部からの電波の影響を受けない箱• 外部に電波を漏らさない箱機種選定におけるポイント
用途は？

開発・検証用？

（放射パターン？

生産ライン用？

ファンクションテスト？

（手動？自動？）DUT の大きさ・重さは？
DUT は発熱する？
（FAN 必要？）必要な性能、

電波のシールドは主に金属等の導電材料を使用します。 電波吸収体とは電波がぶつかり熱に変換される材料で、 内

MY1510・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
MY1515・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
MY1520・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

必要サイズは？

MY1520SW ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
MY1525・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

DUT のインタフェースは？
（電源？ USB ？ LAN ？

MY1527・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
MY1530・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

etc...）

生産ラインシリーズ

使用する計測器は？

設置場所・搬入経路の制限、 条件は？

部での反射を防ぐ役割を担います。 電波が反射しない空間（現実には全く反射が無いわけではなく、 わずかに反射する）

ウレタン系吸収体

3 電波暗箱・シールドボックスの原理・概要?
?

Taurus シリーズ

MY2510・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

フラット型• 電波吸収体を貼っていない箱：シールドボックス
機能は？

電波暗箱

etc...）

ターゲット周波数は？

電波暗箱とシールドボックスの違いは、 シールド（遮蔽）された空間の内部に、 電波を反射させないための電波吸収• 電波吸収体を貼った箱：電波暗箱

電波吸収性能早見ガイド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-5

電波法対策？ EMC ？

アプリケーションは？

2 電波暗箱とシールドボックスの違い体を貼った空間（箱）であるかどうかです。

INDEX

MY2520・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
MY5220・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
MY4620・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
ME8668 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

ハンドインシリーズ
MY3710・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
MY3710HS・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
MY3720・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15とは、 あたかも周囲に物体が無い（遠く離れている）環境を模擬しているといえます。
一般には大型の空間を電波暗室、 小型の空間を電波暗箱と呼称しています。 主に小型の無線機器の評価や EMC 試

予算は？

中型タイプ

験などに使用する実験設備です。 実験目的で電波を発射する場合には、 他の電波や無線通信に対して影響を与えず、

ME8661A ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

必要時期は？

また、 他の電波や無線通信からの影響を受けないように空間を隔離することが望まれます。 電波法対策の観点から大型タイプも有効です。

ME8661B ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

外部からの電波の遮蔽に特化し、 電波吸収体を使用しない空間（箱）をシールドボックスといいます。

電波のシールドを目的として、 金属等の導電材料を使用します。

ピラミダル型

4 電波暗箱・シールドボックスの外部構造導入までの流れミリ波タイプMY6520・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

大型タイプ
MY5630・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

電波暗箱による遮蔽効果はシールド性能で表されます。 ある強度の電波を送信アンテナから放射し、 ある距離での電界強度を受信アンテナで測定することを電波暗箱の有無により行い、 次式によりデシベル（dB）単位で表現します。

MY5630ET ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21-22

ご相談（お客様→弊社）

測定には送受信アンテナ、 スペクトラムアナライザ、 信号発生器またはネットワークアナライザを用います。

[ 機種選定におけるポイント ]中型タイプ

シールド性能（dB）＝ E0－ E1
E1：電波暗箱（シールドボックス）内で電波を放射し、 電波暗箱外で受信したときの電界強度（dB）

5 電波暗箱・シールドボックスの内部構造

平タイル型

フェライト系吸収体

E0：電波暗箱（シールドボックス）を使わないときの電界強度（dB）

打ち合わせ、 現地調査（弊社→お客様）

MY5410・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
グリッド型

テムでは、 ターンテーブルを内蔵し、 被試験物を回転させて計測を行います。

果が高い傾向にあります。 また前者は四角錐（ピラミッド）型や平面（フラット）型等の形状があり、 扱う電波の周波数

仕様決定、 御見積書の提示（弊社→お客様）

ME8669 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

6 電波暗箱・シールドボックスの必要性

注文書

簡易電波暗室

簡易電波暗室 MY5700シリーズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

電波吸収
パーティション

電波吸収パーティション MY5505 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

シールドボックス

間が小型であるがゆえ、 コネクタ部からの電波漏洩が無視できないため、 構造設計は専門性が必要です。

Taurus N シリーズ
MY1510N ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
MY1520N ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
MY1530N ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31

ご注文（お客様→弊社）の他の " モノ " は、 無線通信を利用してネットワークに接続されるようになりました。 IoT デバイス（モノ）は多様化さオプションれることから、 無線性能の評価には OTA（Over the Air）試験が必要となります。 5G、 WiFi、 V2X、 LPWA 等、 用途・IF モジュール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32-33

周波数も様々です。 特に無線通信機器の場合、 技術基準適合証明（技適）を取得していない製品は、 違法な電波を撒

アンテナ・テーブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

き散らさないためにも電波暗箱を用いる必要があります。

7 電波暗箱・シールドボックスと電波暗室・シールドルームの違い

中型タイプ

お見積書

や特性・寸法に応じて選択する必要があります。 内部に電源や通信インタフェースを引き込むこともできますが、 空

昨今、 さまざまな " モノ " がネットワークに繋がる IoT（Internet of Things）時代が到来し、 多くの電子機器・機械・そMY5310・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
MY5310SU ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26います。 シールドボックス内部には電波吸収体が取り付けられていません。 アンテナの放射パターンを計測するシス

トを用いています。 前者は主に GHz 帯以上（高周波）に対する効果が高く、 後者は MHz 帯以下（低周波）に対する効

大型タイプ
MY5310S ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

電波暗箱に関しては、 上下左右前後の6面全ての内壁に電波吸収体を取り付けて内部反射を抑制する構造となって電波吸収体そのものは、 ウレタンや発泡スチロールに炭素（カーボン）粒子を含浸し導電性を持たせたものやフェライ

MY5305・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

手配着手、 製造、 出荷検査（弊社）

電波吸収体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
電波吸収設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36-37
特注・カスタマイズ事例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

大型の電波暗室やシールドルームと比べて、 以下のような優位点があります。
アプリケーション事例• 手元でいつでも測定を行えるので、 移動時間の短縮や測定の効率化が図れます。

標準アンテナ法によるアンテナゲイン測定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39• 生産ラインの無線系試験工程で、 隣接する工程や無線機器との干渉を防ぐことができます。
• 室内や机上に設置することができ移動が可能なので、 レイアウト変更を柔軟に行えます。
• 価格が安価、 軽量で設置工事が不要なことが多いです。
• 維持管理費（ランニングコスト）が軽減できます。

2

電磁波放射パターン測定システム MRP770 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40-41

納品（弊社→お客様）

EMI 試験システム MR2300 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
EMS 試験システム MR2350 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
EMI ＋ EMS 試験システム MR2400 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

3

電波吸収性能早見ガイド

電波吸収性能早見ガイド

MY1515

MY1510ウレタン系吸収体
フラット型■ Taurus シリーズ
■ 生産ラインシリーズ■ ハンドインシリーズ■ その他

MY1520

MY1525

ピラミダル型

MY1520SW

MY1527■ ミリ波タイプ■ 大型タイプ

MY1530フェライト系吸収体■ 平タイル型

MY2510

MY2520■ グリッド型■ 簡易電波暗室

MY5220MY4620※右表は電波吸収性能が20ないしは30dB以上得られる周波数範囲を示しています。
したがって、 当該周波数の範囲でなければME8668

使用できない、 ということはありません。
機種選定における検討資料としてご利用く
ださい。
※吸収性能の評価は、 導波管法と NRL アーチ

MY3710測定法によります。 なお、 測定は裏面が金MY3710HS

MY3720属の場合です。
※性能値は代表値であり、 保証値ではありません。

ME8661A

ME8661B

MY6520MY5630MY5630ET

MY5305

MY5310MY5310S

MY5310SU

MY5410ME8669MY5700シリーズ

0.1
0.03
0.05

4

0.6

1

1.2

1.4

2.4

10

100
[ 単位：GHz]

5

Taurus シリーズ

インタフェースモジュールを多種揃えることにより、 低価格 ・ 短納期を実現

Taurus シリーズ

インタフェースモジュールを多種揃えることにより、 低価格 ・ 短納期を実現

MY1527

シールド性能90dB に対応。 排気ファン／吸気口を標準搭載。

インタフェースモジュールを多種揃えることにより、 低価格・短納期を実現。
当社のベストセラーシリーズ。

外形寸法

620(W) ×740(H) ×626(D)mm

内部寸法

約340(W) ×340(H) ×400(D)mm

内部寸法

約500(W) ×500(H) ×500(D)mm

重さ

約17kg（I/F モジュールを含まず）

重さ

約26kg（I/F モジュールを含まず）シールド性能90dB typ ＠2.4GHz

シールド性能90dB typ ＠2.4GHz

吸収性能

20dB以上（MYA-77：1.2GHz以上）

吸収性能

20dB以上（MYA-77：1.2GHz以上）

AC ファン

0.56立方 m/min（最大風量）@背面、
吸気口＠右側面AC ファン

0.56立方 m/min（最大風量）＠背面、
吸気口＠右側面

コネクタ

SMA2個（背面）コネクタ

SMA4個（背面）I/F モジュール

最大1台（床面）

I/F モジュール

最大1台（床面）

オプション

I/F モジュールオプション• I/F モジュール• 貫通管（TP-8/10）• SMA コネクタ追加（最大16個 内標準4個）

MY1530※寸法は突起物等を除く大きな試験物に対応した大型サイズ。 オプションでターンテーブルを装着可能。
1120(W) ×705(H) ×620(D)mm

外形寸法
内部寸法

約1000(W)×500(H)×500(D)mm

重さ

約56kg（I/F モジュールを含まず）シールド性能70dB typ ＠2.4GHz

吸収性能

20dB以上（MYA-77：1.2GHz以上）

コネクタ

SMA4個（背面2個、 両側面各1個）

I/F モジュール

最大4台（背面）オプション• I/F モジュール• 木製テーブル MT105• ターンテーブルユニット MT103• 電波吸収体の変更
・MYA-75：無償
・MYA-79：+400,000円

MY1515軽量で持ち運びも便利な小型サイズ。 20万円以下と大変お求め易い価格。

排気ファン / 吸気口搭載タイプ。 電波暗箱内部の熱上昇を抑えて、 エージング
試験等の長時間の連続運転で理想的な試験環境を実現。

198,000円

外形寸法

380(W) ×165(H) ×380(D)mm

内部寸法

約315(W) ×100(H) ×315(D)mm

外形寸法

465(W) ×214(H) ×465(D)mm

内部寸法

約400(W) ×150(H) ×400(D)mm

重さ

約3.5kg （I/F モジュールを含まず）シールド性能70dB typ ＠2.4GHz

重さ約10kg （I/F モジュールを含まず）

吸収性能

20dB以上（MYA-75：2.4GHz以上）

シールド性能70dB typ ＠2.4GHz

コネクタ

SMA2個（背面）吸収性能

20dB以上（MYA-75：2.4GHz以上）

I/F モジュール

最大1台（背面）AC ファン

0.56立方m/min（最大風量）@背面、
吸気口＠左側面

オプション

I/F モジュール

コネクタ

SMA8個（背面）I/F モジュール

最大1台（背面）オプション

I/F モジュール※寸法は突起物等を除く
355,000円※寸法は突起物等を除く

MY1520

MY1520SW※寸法は突起物等を除く

オプション
I/F モジュール
AC、 DC、 LAN、 USB、 SMA、 BNC、 N、 D-sub コネクタおよび貫通管を取り付けたモジュール。
使用目的に応じた I/F モジュールを選択することができます。

■ Taurus、 MY2500、 MY3700シリーズ用（MY1525/MY1527除く）
モデル

取付コネクタAC(1個 )、 LAN ※1(1個 )、 USB ※3(1個 )、 D-sub9※5(1個 )99,000円

IFM2

AC(1個 )、 LAN ※1(2個 )、 USB ※3(2個 )、 D-sub9※5(1個 )107,000円

IFM3

AC(1個 )、 LAN ※1(2個 )、 USB ※3(2個 )、 D-sub25※6(1個 )112,000円

IFM4

DC(1組)、LAN ※1(1個 )、USB ※3(1個 )、D-sub9※5(1個 )、D-sub25※6(1個 )98,000円

IFM5B

SMA(4個 )、 BNC(2個 )、 N(2個 )59,000円
72,000円

大型のシールドウィンドウを標準装備。 電波暗箱の外から EUT の状態変化がIFM6-1貫通管 (1個 )ています。

確認できます。 表示内容の変化、 高速データ通信時の動作確認など、 幅広い

IFM6-2貫通管 (2個 )試験環境に対応します。

IFM7

AC(1個 )、 LAN ※2(1個 )、 USB ※4(1個 )520(W) ×520(H) ×520(D)mm

90,000円(1個 )、 USB

内部寸法

約455(W) ×455(H) ×455(D)mm

外形寸法

520(W) ×520(H) ×520(D)mm

IFM8

DC(2組 )、 LAN

重さ約15kg（I/F モジュールを含まず）

内部寸法

約455(W) ×455(H) ×455(D)mm

IFM9LAN ※2(2個 )、 USB ※4(2個 )シールド性能70dB typ ＠2.4GHz

重さ約15kg（I/F モジュールを含まず）

吸収性能

20dB以上（MYA-75：2.4GHz以上）

シールド性能70dB typ ＠2.4GHz

コネクタ

SMA2個（背面）吸収性能

20dB以上（MYA-75：2.4GHz以上）

I/F モジュール

最大2台（背面）300（W) ×200（H)mm

オプション• I/F モジュール• 木製テーブル MT104• 電波吸収体の変更
・MYA-77：+50,000円

シールド
ウインドウ寸法
コネクタ

SMA2個（背面）I/F モジュール

最大2台（背面）オプション• I/F モジュール• 木製テーブル MT104

478,000円※寸法は突起物等を除く

656,000円※2

２台の I/F モジュールを取り付けた MY1520

159,000円(1個 )155,000円※4126,000円※1． Cat 5e相当，PoE 非対応※2． Cat 6A 相当，PoE+対応※3． USB2.0， Type-A( 内・外 )， Power Delivery(PD) 非対応※4． USB3.1 Gen1， Type-A( 内・外 )， Power Delivery(PD) 非対応■ MY1525/MY1527専用※5． オス ( 内・外)， 嵌合M2.6(ミリネジ)モデル

取付コネクタ価格

IFM10

AC(1個 )、 LAN ※1(1個 )、 USB ※3(2個 )、 D-sub9※5(1個 )125,000円

IFM11

DC(1組 )、 LAN ※1(1個 )、 USB ※3(2個 )、 D-sub9※5(1個 )118,000円

ターンテーブルユニット MT103

170,000円※6． メス ( 内・外)， 嵌合M2.6(ミリネジ)※詳しくは、 32 ページの 「IF モジュール」 の項目をご覧ください。

木製テーブル MT104／105
MY1530用の手動ターンテーブル。

※寸法は突起物等を除く

6

価格

IFM1

多用途に対応する最も汎用的な中型サイズ。 正面開口で作業性に非常に優れ

外形寸法

768,000円※寸法は突起物等を除く

1,080,000円

MY1510460(W) ×570(H) ×582(D)mm

フラット型

フラット型

トーラス シリーズ

428,000円

低受信感度テスト、 大容量光通信、 多接続系テスト等、 情報通信機器の評価に最適。

外形寸法

ウレタン系吸収体

ウレタン系吸収体

Taurus

電波暗箱

電波暗箱

MY1525

MY1520および MY1530用。
キャスター付き。

大きさ

200mm Φ

耐荷重

10kg

材質

アクリル

モデル

対応製品

大きさ (W × H × D） 耐荷重

回転角度

360°

MT104

MY1520/N

600×700×600mm

100kg

185,000円

回転ステップ

10°

MT105

MY1530/N

1220×700×720mm

100kg

290,000円

価格

7

生産ラインシリーズ

開閉がラク。 作業者負担を軽減

生産ラインシリーズ

開閉がラク。 作業者負担を軽減
電波暗箱

電波暗箱

ウレタン系吸収体

ウレタン系吸収体

ワンタッチロック機構によりタクトタイムを短縮。 治具装置を組み込み可能。

ワンタッチロック機構によりタクトタイムを短縮。 治具装置を組み込み可能。
MY2510より一回り大きなサイズ。

￥598,000（税別）￥348,000（税別）

ワンタッチロック機構

標準仕様

ワンタッチロック機構
簡単な開閉動作にもかかわらずシー

簡単な開閉動作にもかかわらずシー

470(W) ×520(H) ×470(D)mm （突起物等を除く）
約400(W) ×400(H) ×400(D)mm （突起物等を除く）

約8.5kg

重さ

約20kg

構造

電波吸収体とアルミ板の二重構造

構造

電波吸収体とアルミ板の二重構造

シールド性能70dB typ ＠2.4GHz

転倒防止対策シールド性能70dB typ ＠2.4GHz

台座と一体になっており、 作業机や吸収性能

20dB 以上 (MYA-75：2.4GHz 以上 )台座と一体になっており、 作業机や吸収性能

20dB 以上 (MYA-75：2.4GHz 以上 )棚への固定が出来ます。

コネクタ

SMA(J) ×2（背面）

棚への固定が出来ます。

コネクタ

SMA(J) ×4（背面）IF モジュール

最大1台（背面）

IF モジュール

最大2台（背面）

転倒防止対策315(W) ×355(H) ×315(D)mm （突起物等を除く）

内部寸法

約250(W) ×250(H) ×250(D)mm （突起物等を除く）

重さ

ルド効果が保たれ、 作業者の負担も内部寸法軽減されます。

外形寸法

軽減されます。

オプション

オプション

■I/F モジュール■I/F モジュール

カスタマイズモデル

取付コネクタ価格

カスタマイズモデル

取付コネクタ価格■治具装置の組込み

IFM1

AC(1個)、LAN(1個)、USB(1個)、D-sub9(1個)

99,000円

筐体を加工した後、 ご指定の治具装置を暗箱本体に固定します。 ( 出荷時のみ )IFM2

AC(1個)、LAN(2個)、USB(2個)、D-sub9(1個)

107,000円

IFM3

AC(1個)、LAN(2個)、USB(2個)、D-sub25(1個)

112,000円

98,000円

IFM4

DC(1組)、LAN(1個)、USB(1個)、D-sub9(1個)、D-sub25(1個)

98,000円

59,000円

IFM5B

SMA(4個)、BNC(2個)、N(2個)59,000円貫通管(1個)72,000円

IFM6-1貫通管(1個)72,000円

IFM6-2貫通管(2個)90,000円

IFM6-2貫通管(2個)

IFM7

AC(1個)、LAN(1個)、USB(1個)

159,000円

IFM7

AC(1個)、LAN(1個)、USB(1個)

159,000円

IFM8

DC(2組)、LAN(1個)、USB(1個)

155,000円

IFM8

DC(2組)、LAN(1個)、USB(1個)

155,000円

IFM9

LAN(2個)、USB(2個)126,000円

IFM9

LAN(2個)、USB(2個)126,000円

IFM1

AC(1個)、LAN(1個)、USB(1個)、D-sub9(1個)

99,000円

IFM2

AC(1個)、LAN(2個)、USB(2個)、D-sub9(1個)

107,000円

IFM3

AC(1個)、LAN(2個)、USB(2個)、D-sub25(1個)

112,000円

IFM4

DC(1組)、LAN(1個)、USB(1個)、D-sub9(1個)、D-sub25(1個)

IFM5B

SMA(4個)、BNC(2個)、N(2個)IFM6-1※詳しくは、 32 ページの 「IF モジュール」 の項目をご覧ください。

■電波吸収体の表面加工
電波吸収体のボロ屑等が DUT に付着することを防ぎます。

■治具装置の組込み筐体を加工した後、 ご指定の治具装置を暗箱本体に固定します。 ( 出荷時のみ )90,000円※治具装置設置写真は MY2510になります。

※詳しくは、 32 ページの 「IF モジュール」 の項目をご覧ください。

■背面部の変更
将来的にアンテナやコネクタ位置が変更される場合、 背面パネルを取り外し、ご希望のパネルを装着出来ます。

加工費：20,000円■電波吸収体の表面加工■背面部の変更

電波吸収体のボロ屑等が DUT に付着することを防ぎます。

将来的にアンテナやコネクタ位置が変更される場合、 背面パネルを取り外し、加工費：29,000円

ご希望のパネルを装着出来ます。

表面をブルージャージで覆います

表面をブルージャージで覆います
パネルを取り外した状態■追加コネクタ

パネル装着後パネルを取り外した状態

パネル装着後■追加コネクタ

追加個数

1個

2個

3個

追加個数

1個

2個

SMA

19,000円

29,000円

39,000円

SMA

19,000円

29,000円

39,000円

N23,000円

37,000円

51,000円

N23,000円

37,000円

51,000円※いずれも4個以上追加は見積依頼

8

標準仕様
外形寸法

ルド効果が保たれ、 作業者の負担もフラット型

MY2520フラット型

MY25103個※いずれも4個以上追加は見積依頼

9生産ラインシリーズ

開閉がラク。 作業者負担を軽減

生産ラインシリーズ

開閉がラク。 作業者負担を軽減
電波暗箱

電波暗箱

ウレタン系吸収体

ウレタン系吸収体

床 面 に 治 具 取 付 台 （樹 脂 製） を 標 準 装 備。
MY2510と MY2520の中間サイズ

電動式の自動搬送機を備えた、 自動開閉型
シールドボックス（電波暗箱）

フラット型￥648,000（税別）

MY4620フラット型

MY5220￥1,280,000（税別）

実動作をこちらからご覧いただけます（Youtube）
URL:https://youtu.be/n2QtdO9QCVM■ シールドボックスの開閉を制御 PC や

標準仕様

標準仕様

PLC により自動で行えます。 また、

外形寸法

456(W) ×416(H) ×416(D)mm （突起物等を除く）

オプションのコントロールボックス

外形寸法（本体部）

480(W) ×480(H) ×486(D)mm （突起物等を除く）

内部寸法

約390(W) ×340(H) ×340(D)mm （突起物等を除く）（MY4620-CB）を用いると、 押し釦

内部寸法

約400(W) ×400(H) ×410(D)mm （突起物等を除く）

重さ

約25kg

で開閉ができます。

重さ

約47kg

治具取付台寸法

350(W) ×16(H) ×300(D)mm

480(W) ×570(H) ×972(D)mm

構造

電波吸収体、 ステンレス板の２重構造精度が高く、 またパラメータ設定が最大外形寸法（架台含む）

シールド性能75dB typ ＠2.4GHz

容易です。 （パラメータ設定はティー

搬送部開口寸法

220(W) ×200(H)mm
200(W) ×140(H) ×140(D)mm 以下■ エアーシリンダ式と比べて位置決め

吸収性能

20dB 以上（MYA-75：2.4GHz 以上）

チングボックス IAI 製 TB-02を使用

EUT 許容寸法

コネクタ

SMA3個（側面1個、 背面2個）します。）

EUT 許容重量

2kg 以下主材質（本体部）

ステンレス

主材質（EUT 搬送台）

POM

構造

ステンレス板と電波吸収体の2重構造

シールド性能60dB 以上＠2.4GHz

電波吸収体

フラット型ウレタン MYA-75（厚さ約30mm）

オプション（コネクタボックス）• D-sub9ピン×1• LAN ×3
• USB ×1
• AC 電源×1（電源ケーブル付）
200,000円■ 背面側は全面保守用パネルとなっており、 治具等の着脱や調整がし易いです。

電波吸収性能（代表値） 20dB ＠2.4GHz 以上■ 背面側

アプリケーション

コネクタ

SMA(J-J) ×2（天面）、 GND 端子×1（背面）IF（EUT 用）

D-sub25pin ×1、 USB2.0×1、 LAN ×1

搬送部• 電源：単相 AC100V• 制御：D-sub15pin• 調整：ミニ DIN8pin（ティーチングボックス接続用）

電波暗箱は外部ノイズや内部で発生するマルチパスの影響を低減し、 無線 LAN の検査において安定した測定を行うことが出来ます。 又ノイズフィルタの機能を持ったコ
ネクタボックスを追加することにより、 多数のインタフェイスを使用できるようになるのみならず、 外部との影響を更に低減することが可能です。

AC

オプション

LAN

USB Dsub(9pin) コネクタボックス

LAN ケーブル• 電波吸収体表面加工（ブルージャージ）
MY4620-BJ ￥65,000
吸収体のボロ屑やカーボン粉末が EUT に付着することを防ぎます。
• コントロールボックス
MY4620-CB ￥30,000
押し釦で自動開閉するためのコントローラです。

保守用背面パネル取り外し時
SMA

PC

SMA

■ 搬送部

通信シミュレータ
DUT

同軸ケーブル

又は測定器

アンテナ

電波吸収体
※寸法・形状やコネクタの変更・追加等のカスタム対応も承ります。

10

内側

前面側

背面側

EUT 設置台

11

生産ラインシリーズ

開閉がラク。 作業者負担を軽減

ハンドインシリーズ

シールドウィンドウから内部を見ながら素手で直接操作可能

電波暗箱

電波暗箱

ウレタン系吸収体

ウレタン系吸収体

エアシリンダ式の自動搬送機を備えた、 自動開閉型シールドボックス（電波暗箱）。

携帯電話・スマートフォン・スマートウォッチ・
タブレット端末・ウェアラブル端末・無線通信機能付携帯ゲーム機などの評価に最適。

￥1,140,000（税別）

フラット型

MY3710フラット型

ME8668￥518,000（税別）

標準仕様

標準仕様
ワンタッチロック機構

外形寸法

922(W) ×794(H) ×731(D)mm （キャスタ及び突起物等を除く）

外形寸法

320(W) ×260(H) ×360(D)mm （突起物等を除く）

内部寸法

約790(W) ×605(H) ×605(D)mm （突起物等を除く）

内部寸法

約250(W) ×160(H) ×290(D)mm （突起物等を除く）

重さ

約94kg（自動搬送機を含む）

重さ

約8kg（I/F モジュール含まず）

自動搬送機
搬送部寸法

634(W) ×496(H) ×260(D)mm

構造

電波吸収体とアルミ板の2重構造

シールド性能60dB 以上 （600MHz ～6GHz）

EUT 許容寸法

110(W) ×150(H) ×150(D)mm

電波吸収性能20dB 以上 （2.4GHz 以上）

EUT 許容重量2kg

シールド窓寸法

約 140(W) ×140(D)mm

構造

電波吸収体、 ステンレス板の２重構造

コネクタ

SMA 4個（背面）シールド性能70dB typ ＠2.4GHz

吸収性能

20dB 以上（MYA77：1.2GHz 以上）

コネクタ

SMA2個（搬送部1個、 背面1個）
オプション• I/F モジュール（背面1台 装着可、 IFM1～9に対応）• シールドアームカバー MY3700-001（工場オプション ※片側のみ標準装備）• 導通アームサポータ MY3700-002• 暗箱設置台 MY3700-101（傾斜角度調整可）• LED ライト MY3700-102（電池式、 工場オプション、 取付用ブラケット付き）※詳しくは16 ページの 「オプション」 をご覧ください。

カスタム応用例
標準仕様から、 サイズ、 コネクタ、 機能の変更・追加に対応します。
• DUT 設置台特長

• DUT の自動搬送マウント部分の変更• 自動搬送装置を取り外したモデルも可能• 受信アンテナ（DUT にあわせて選択可能）

小型・軽量でありながら片手または両手シールドウィンドウを使用している• 基準アンテナ（DUT にあわせて選択可能）に も か か わ ら ず、 シ ー ル ド 性 能 は• 開閉扉

60dB 以 上 を 確 保 (600MHz ～( オプション：MY3700-001装着時 ) を挿入でき、 かつ素手で DUT を操作できます。 10インチ型タブレット端末が入り

6GHz)• 各種 RF コネクタの追加（N・SMA・BNC 等）ます。

モバイル端末の通信方式で主流の• 各種多ピンコネクタの追加（D-sub 等）

3G/4G (LTE /WiMAX)/Wi-Fi• サイズの変更(2.4GHz 帯および5GHz 帯 ) 等の素手で直接操作ができますので、 グロー
ブタイプ特有のタッチパネルの反応の悪さが解消され、 細かな操作が行えます。

様々な電波を遮断できます。

• 形状の変更

弊社独自のシールドウィンドウ技術• 電波吸収体の選択により、 この性能を実現しています。

• その他
付属の押しボタンで開閉を行います。
I/F モジュールは背面1台の装着が• 緑ボタン同時押し：閉じる

可能です。

• 赤ボタン同時押し：開く
シールドアームカバー※工場オプション

側面開放

12

13

ハンドインシリーズ

シールドウィンドウから内部を見ながら素手で直接操作可能

ハンドインシリーズ

シールドウィンドウから内部を見ながら素手で直接操作可能

電波暗箱

電波暗箱

ウレタン系吸収体

ウレタン系吸収体

MY3720￥638,000（税別）

フラット型

フラット型

MY3710HS￥948,000（税別）

MY3710の高シールド性能型タイプ。 (80dB 以上)
携帯電話・スマートフォン・タブレット端末などの弱電界耐性・圏外試験・デジタルフォレンジックに最適。

内部空間が大きくなり、 大型タブレット端末・
モバイル PC・据え置き型無線通信機能付ゲー
ム機などの弱電界・圏外試験が可能。

標準仕様

標準仕様
外形寸法

320(W) ×260(H) ×360(D)mm （突起物等を除く）

外形寸法

615(W) ×515(H) ×518(D)mm （突起物等を除く）

内部寸法

約250(W) ×145(H) ×290(D)mm （突起物等を除く）

内部寸法

約550(W) ×450(H) ×450(D)mm （突起物等を除く）

重さ

約9kg（I/F モジュール含まず）

重さ

約21kg（I/F モジュール含まず）

構造

電波吸収体とアルミ板の2重構造

構造

電波吸収体とアルミ板の2重構造

シールド性能80dB 以上 (600MHz ～6GHz)

シールド性能60dB 以上 （600MHz ～6GHz）

電波吸収性能20dB 以上 （2.4GHz 以上）

電波吸収性能20dB 以上 （2.4GHz 以上）

シールド窓寸法

約 140(W) ×140(D)mm

シールド窓寸法

約 275(W) ×255(D)mm

コネクタ

SMA 4個（背面）コネクタ

SMA 6個 （両側面各3個）

オプション• I/F モジュール（背面最大1台 装着可、 IFM1～9に対応）• シールドアームカバー MY3700-001（工場オプション、 片側のみ標準装備）• 導通アームサポータ MY3700-002※詳しくは16 ページの 「オプション」 をご覧ください。

オプション• I/F モジュール（両側面各1台 装着可、 IFM1～9に対応）• 導通アームサポータ MY3700-002• LED ライト MY3700-102（2つ取付可、 電池式、 工場オプション、 取付用ブラケット付き）※詳しくは16 ページの 「オプション」 をご覧ください。

特長

特長
小型・軽量でありながら片手または両手シールドウィンドウを使用している( オプション：MY3700-001装着時 ) をに も か か わ ら ず、 高 い シ ー ル ド 性

挿入でき、 かつ素手で DUT を操作でき(80dB 以 上 ＠ 600MHz ～ 6GHz)ます。 10インチ型タブレット端末が入り

を確保。

ます。

モバイル端末の通信方式で主流

素手で直接操作ができますので、 グローの 3G/4G （LTE/WiMAX） /5G/

ブタイプ特有のタッチパネルの反応の悪Wi-Fi（2.4GHz 帯および5GHz 帯）

さが解消され、 細かな操作が行えます。

等の様々な電波を遮断できます。

275×255mm の大型シールドウィ

素手で直接操作ができますので、 グロー

ンドウを採用しました。 視野角が大ブタイプ特有のタッチパネルの反応の悪

きくとれ、 大型ディスプレイも見易いさが解消され、 細かな操作が行えます。

です。
600MHz ～6GHz においてシール

21.5インチワイドモニタサイズの DUT

ド性能は60dB 以上を確保しており、が入ります。

モバイル端末の通信方式で主流の3G ／4G（LTE ／ WiMAX）／ Wi-Fi

弊社独自のシールドウィンドウ技術（2.4GHz 帯 お よ び 5GHz 帯） 等 のにより、 この性能を実現しています。

様々な電波を遮断できます。
弊社独自のシールドウィンドウ技術
により、 この性能を実現しています。

オプションの I/F モジュールを交換することにより、 様々なインタフェース
で使用することができます。
これらインタフェースの多くにはノイズフィルタが挿入されており、 ケー

シールドアームカバー※工場オプション

正面から両手を挿入が可能です。
I/F モジュールは両側面各1台装着可

ブルから侵入するノイズの影響を低減させています。

14

15

ハンドインシリーズ

シールドウィンドウから内部を見ながら素手で直接操作可能

中型タイプ

据え置きで使用する汎用中型タイプ
電波暗箱

電波暗箱

オプション

ウレタン系吸収体

ウレタン系吸収体

I/F モジュール
AC、 DC、 LAN、 USB、 SMA、 BNC、 N、 D-sub コネクタおよび貫通管を取り付けたモジュール。
使用目的に応じた I/F モジュールを選択することができます。

■ Taurus、 MY2500、 MY3700シリーズ用（MY1525/MY1527除く）
モデル

取付コネクタIFM1価格

AC(1個 )、 LAN ※1(1個 )、 USB ※3(1個 )、 D-sub9※5(1個 )99,000円

AC(1個 )、 LAN ※1(2個 )、 USB ※3(2個 )、 D-sub9※5(1個 )107,000円

AC(1個 )、 LAN ※1(2個 )、 USB ※3(2個 )、 D-sub25※6(1個 )112,000円

IFM4

DC(1組 )、 LAN ※1(1個 )、 USB ※3(1個)、D-sub9※5(1個)、D-sub25※6(1個 )98,000円

IFM5B

SMA(4個 )、 BNC(2個 )、 N(2個 )59,000円

IFM6-1貫通管 (1個 )72,000円

IFM6-2貫通管 (2個 )IFM7

AC(1個 )、 LAN ※2(1個 )、 USB ※4(1個 )IFM8DC(2組 )、 LAN

IFM9

LAN ※2(2個 )、 USB ※4(2個 )(1個 )、 USB

※2

(1個 )

※4

90,000円※1． Cat 5e 相当，PoE 非対応※2． Cat 6A相当，PoE+ 対応

155,000円※3． USB2.0， Type-A(内・外 )， Power Delivery(PD)非対応※詳しくは、 32 ページの 「IF モジュール」 の項目をご覧ください。

￥860,000（税別）

I/F モジュールを取り付けた MY3710

159,000円

126,000円

ME8661A

フラット型

フラット型

IFM2
IFM3

1.2GHz 以上に対応した、 中型電波暗箱。

※4． USB3.1 Gen1， Type-A( 内・外 )， Power Delivery(PD)
非対応※5． オス ( 内・外)， 嵌合M2.6(ミリネジ )※6． メス ( 内・外)， 嵌合M2.6(ミリネジ )シールドアームカバー MY3700-001

導通アームサポータ MY3700-002

据え置きで使用する簡易型の電波暗箱です。 電波吸収体、 アルミ板の2重構造になっており、 低周波から18GHz までの周波数帯をカバーしています。 またDUT を置くためのアクリル台が設置され、 オプションの受信アンテナが簡単に

外形寸法

820(W) ×608(H) ×503(D)mm （突起物等を除く）

取り付けられる構造となっています。

内部寸法

約690(W) ×380(H) ×380(D)mm （突起物等を除く）

重さ

約38kg

構造

電波吸収体 ､ アルミ板の2重構造

シールド性能65dB type@2.4GHz

吸収性能

20dB 以上（MYA-77：1.2GHz 以上）

アクリル台寸法200×200mm

コネクタ• SMA 3個（基準側1個、 受信側2個）• 25ピン D-sub １個

■構造
アルミ板
受信アンテナ（オプション）

品名

シールドアームカバー

型式

製品特長

MY3700-001

両手を挿入する場合に必要なオプションです。
※工場オプション。 片側のみ標
準装備

価格88,000円

電波吸収体

SMA
2個

※ MY3710/HS 専用
品名

導通アームサポータ

型式

製品特長

価格

MY3700-002

導電素材により、 シールドアー
ムカバーとの導通性を高めます。
シールドアームカバーの保護にもなります。

32,000円

標準仕様

アクリル台
（200×200mm）
上下移動可

受信スパイラルアンテナ

SMA

基準スパイラルアンテナ( アンテナ利得 ､RF 結合度データ付 )D-sub

見積もり依頼受信ホーンアンテナ
基準ホーンアンテナ( アンテナ利得 ､RF 結合度データ付 )820（W）×608（H）×503（D）mm

オプション

暗箱設置台 MY3700-101

マイクロ波同軸ケーブル

マイクロ波固定減衰器(1～10､12､13､15､20dB)
50Ω終端器 (SMA)
ターンテーブル（手動） MT101
キャスター

0.5ｍ

22,000円

3ｍ49,000円

4ｍ

57,000円
各13,000円
8,000円
188,000円
13,000円

応用例■応用2：アンテナ試験■応用1：無線系試験
暗箱設置台 固定時（0°）

暗箱設置台 固定時（約35°）

基準アンテナ用コネクタに信号源を接続し、 受信アンテナ用コネクタに測定器

暗箱設置台 固定時（約45°）ME8661A

傾斜角度の調整機能付き。 座り作業に便利です。

を接続することによって、 アンテナの特性データを取ることができます。

価格：64,000円 / ※ MY3710 専用
スペクトラムアナライザ
またはマイクロ波電力計

LED ライト MY3700-102

受信アンテナDUT

REFERENCEANTENNA

30cm 以上■応用3：電波暗箱としてアンテナは取り付けないで、 単なる電波暗箱として使用できます。 ＥＭＣ試験

電池式の LED ライト。 電波暗箱内部の視認性が良くなります。
※工場オプション（取付用ブラケット付き）※ MY3710/MY3720専用

RECEIVING
ANTENNAの簡易的な予備実験や、 外部電磁界から遮蔽して試験をしたい場合に最適です。

携帯電話 ､ETC 車載器 ､ 無線 LAN､ 無線通信機等において ､ 実際の使用状態に近い自由空間での無線系試験 ( 送信電力 ､ 送信周波数 ､ スプリアス ､ 占有帯
域幅 ､ キャリアオフ時漏洩電力 ､ 隣接波漏洩電力 ､ 変調指数 ､ 送信アイ開口率

価格：13,000円

16等の試験 ) を行うことができます。

17

大型タイプ

据え置きで使用する汎用大型タイプ

ミリ波対応タイプ

マイクロ波からミリ波まで、 広帯域をカバー
電波暗箱

電波暗箱

ウレタン系吸収体

ウレタン系吸収体
フラット型

ME8661B

MY6520受注生産￥1,680,000（税別）

5G NR 対応端末・デバイス・チップセット等の、簡易的な OTA 試験に好適。

■ プロトコル機能試験用に特化した、 小型、 軽量、 安価な電波暗箱

標準仕様
1520(W) ×1100(H) ×900(D)mm （突起物等を除く）

内部寸法

約1200(W) ×600(H) ×600(D)mm （突起物等を除く）

重さ

約230kg構造

アルミ板、 電波吸収体の2重構造

シールド性能65dB typ ＠2.4GHz■ ワンタッチロック機構（鍵付き）

吸収性能

20dB 以上（MYA-79：600MHz 以上）■ カスタマイズ対応可

コネクタ■ 低反射 EUT 台およびアンテナ固定台を標準装備■ 工場出荷時オプションで、 RF コネクタの追加およびコネクタ増設用ポート• SMA 3 個（基準側1個、 受信側2個）• 25ピン D-sub １個

2.92mm

基準スパイラルアンテナ( アンテナ利得 ､RF 結合度データ付 )基準ホーンアンテナ( アンテナ利得 ､RF 結合度データ付 )マイクロ波同軸ケーブル

マイクロ波固定減衰器(1～10､12､13､15､20dB)
50Ω終端器 (SMA)
ターンテーブル（手動） MT102

743(W)×830(H)×721(D)mm （IF部・突起物等除く）

内部寸法

約500(W) ×500(H) ×500(D)mm （突起物等を除く）

重さ

約 33kg（本体のみ）

シールド性能60dB 以上＠700MHz～6GHz
＠20GHz～30GHz

電波吸収体
吸収性能
（代表値）

ピラミッド型ウレタンタイプ
25dB ＠3GHz
35dB ＠5GHz
40dB ＠10GHz
45dB ＠15GHz
50dB ＠24GHz 以上

RF コネクタ（背面）• 2.92mm（J-J）×2個、 SMA（J-J）×2個

インタフェース（背面）• AC ×1個（100V、 単相2線＋アース）• DC ×2組（ジョンソン端子4極）• USB3.0 TypeA ×2個（極性有り：外Device- 内Host×1、 外Host-内 Device×1）• LAN ×2個（Cat.6A, PoE非対応）

SMA

見積もり依頼受信ホーンアンテナ

オプション

外形寸法

インタフェースの仕様変更が可能

受信スパイラルアンテナ

ME8661A とのサイズ比較

標準仕様■ ピラミッド型電波吸収体の特性により、 内部反射を低減

外形寸法

電源部
AC×1、DC×2

インターフェース部
USB3.0×2、LAN×2

0.5ｍ

22,000円

3ｍ49,000円

主材質

アルミ

4ｍ

57,000円

その他• 低反射 EUT台＠内部下、 アンテナ固定台＠内部上

オプション（工場出荷時）■ RF コネクタ追加（MY6500-K ／ MY6500-SMA ）・ 2.92mm（K）コネクタまたはSMAコネクタを合計4個まで増設可■ インタフェース（カスタマイズ）・ USB3.0をUSB2.0に変更可（極性無し）
・ USB3.0の極性（Device・Host）変更
・ USBとLANの組合せ変更可（例；USB×4やUSB×1・LAN×3など）

各13,000円
8,000円ピラミダル型

600MHz 以上に対応した、 大型電波暗箱。

188,000円

オプション

内 部
アンテナ固定台
最大5つのホーンアンテナを取付可■ホーンアンテナ■アダプタ• MY6500-01 価格：420,000円• MY6500-A1 価格：34,000円

直線偏波のピラミダルホーンアンテナ。
周波数範囲：26GHz～40GHz

複数セルにおけるシナリオ評価、
ハンドオーバー評価を想定• MY6500-02E 価格：見積依頼
水平・垂直両偏波をカバーする。
周波数範囲：5GHz～50GHz

中継アダプタ（2.92mm、P-J）• MY6500-A2 価格：59,000円
変換アダプタ（2.4mm-2.92mm、P-J）■同軸ケーブル（電波暗箱－アンテナ間）• MY6500-C061 価格：73,000円
長さ：61cm（2.92mm、P-P）■RF コネクタ追加（工場出荷時）

低反射 EUT 台• MY6500-K 価格：39,000円
2.92mmコネクタ
MY6500-01

MY6500-02E• MY6500-SMA 価格：6,800円
SMA コネクタ

18

19

大型タイプ放射パターン測定に最適な大型の電波暗箱

大型タイプ

放射パターン測定に最適な大型の電波暗箱
電波暗箱

電波暗箱

ウレタン系吸収体

ウレタン系吸収体

手動ターンテーブル付き

電動ターンテーブル付き

MY5630MY5630ET

無線機・無線デバイス等のアンテナ開発、 通信特性の評価に最適な電波暗箱。

無線機・無線デバイス等のアンテナ開発、 通信特性の評価に最適な電波暗箱。
電動ターンテーブルにより、 自動計測が可能。

￥7,150,000（税別）￥8,270,000（税別）

標準仕様
MY5630型番

2504(W) ×1704(D) ×1921.5(H)mm （突起物等を除く）

外形寸法

2504(W) ×1704(D) ×1921.5(H)mm （突起物等を除く）

内部寸法

約2010(W) ×1210(D) ×1140(H)mm （突起物等を除く）

内部寸法

約2010(W) ×1210(D) ×1140(H)mm （突起物等を除く）

総重量

約750kg

総重量約765kg材質

外装：ステンレス製・薄板2重フレーム：ステンレス製・40角管

材質

外装：ステンレス製・薄板2重フレーム：ステンレス製・40角管

電波吸収体

ウレタンピラミッド型 8inch

電波吸収体

ウレタンピラミッド型 8inch

シールド性能80dB 以上 @800MHz-12GHz( 代表値 )( シールドシート使用時 60dB 以上 )シールド性能80dB 以上 @800MHz-12GHz( 代表値 )( シールドシート使用時 60dB 以上 )吸収性能

30dB@1GHz、 40dB@3GHz、 50dB@5GHz ( 代表値 )吸収性能

30dB@1GHz、 40dB@3GHz、 50dB@5GHz ( 代表値 )

前面ドア

開口部寸法 900(W) ×1150(H)mm

前面ドア

開口部寸法 900(W) ×1150(H)mm

メンテナンス扉

開口部寸法 675(W) ×675(H)mm
アンテナ固定台 ( 樹脂製 ) 設置

メンテナンス扉

開口部寸法 675(W) ×675(H)mm
アンテナ固定台 ( 樹脂製 ) 設置

手動

手動ターンテーブル用ノブ■メンテナンス扉（右側面）

MY5630ET

型番

外形寸法

ターンテーブル電動
ターンテーブル

テーブル径 φ500mm/ 耐荷重30kg ( 均等静荷重@テーブル中心 )材質 POM( 白色 )

吸排気機構

吸気口 ( 左側面下 )排気ファン ( 右側面上、 AC インレット右側面下 )インタフェース

USB、 LAN ×各2、 電源※、 D-sub25及び9ピン×各1、シールドシート×1、 SMA(J) ×5( ※ AC100V 若しくは DC の何れか選択 )オプション• ダブルリッジホーンアンテナセット MY5630-01• ログペリオディックアンテナセット MY5630-02• シールドシート ( メンテナンス扉側 ) MY5630-03• 木製台 MY5630-04■左側面

ピラミダル型

ピラミダル型

標準仕様

電動ターンテーブル■平面図

テーブル径 φ500mm/ 耐荷重30kg ( 均等静荷重 @ テーブル中心 )材質 POM( 白色 )

吸排気機構

吸気口 ( 左側面下 )排気ファン ( 右側面上、 AC インレット右側面下 )インタフェース

USB、 LAN ×各2、 電源※、 D-sub25及び9ピン×各1、シールドシート×1、 SMA(J) ×5( ※ AC100V 若しくは DC の何れか選択 )オプション• ダブルリッジホーンアンテナセット MY5630-01• ログペリオディックアンテナセット MY5630-02• シールドシート ( メンテナンス扉側 ) MY5630-03• 木製台 MY5630-04■アンテナ固定台■電動ターンテーブル

シールドシート MY5630-03（オプション）装着時

20

21

大型タイプ放射パターン測定に最適な大型の電波暗箱

中型タイプ

フェライト系吸収体を使用した汎用中型タイプ
電波暗箱

電波暗箱

MY5630／ MY5630ET 特長■ 内寸2m 長のワイドサイズ、 大型 DUT の測定を考慮

ウレタン系吸収体■ 高シールド性能 (80dB 以上 ) の強化ボディを実現■ ピラミッド型電波吸収体の特性により、 内部反射を防止■ メンテナンス扉を設置。 固定台取付時の負担を軽減■ シールドシートを介し、 特殊ケーブルの通線にも対応■ 吸排気機構を用いた放熱対策を実施

MY5305■ アンテナパターン測定の自動作成等もカスタマイズ可シールドシート MY5630-03装着時
メンテナンス扉：アンテナ交換時等に作業効率が向上します。

受注生産

アンテナ固定台：オプションのアンテナセット等を取付けることができます。
( 写真：MY5630-01）

ピラミダル型

平タイル型フェライト系電波吸収体を使用した35MHz ～2.2GHz 対応の電波暗箱。
UHF 帯やサブギガ帯での利用に最適。

【例】 回転機構： 水平 / 垂直方向の測定 ( 写真：MY5630-02 ）標準仕様

MY5630／ MY5630ET オプション■ダブルリッジホーンアンテナセット

型番MY5630-02

アンテナ形状ダブルリッジホーン

アンテナ形状ログペリオディック・ダイポール

対応周波数

1-18GHz

対応周波数

700MHz-6GHz

コネクタ

SMA 型 (J)

コネクタ

SMA 型 (J)その他

固定冶具一式※1

その他

固定冶具一式※1

特長• 鋭い指向性で広帯域測定に適した小型アンテナ• 固定台に設置、 回転機構で水平・垂直面受信測定• 携帯電話、 無線 LAN 端末、 基地局等のアンテナ評価

約185kg

ドア開口部

500(W) ×500(H)mm

構造

電波吸収体、 ステンレス板の2重構造

シールド性能75dB typ ＠300MHz

吸収性能• 20dB 以上＠30MHz ～400MHz• 12dB 以上＠400MHz ～1GHz

コネクタ• N ×2（正面左1、 右側面1）• 25ピン D-sub ×1• LAN ×1
• 電源×1オプション

電波吸収体 MY5305-F2

カスタム応用例

手動ターンテーブル寸法200mm φ

耐荷重

10kg

標準仕様から、 サイズ、 コネクタ、 機能の変更・追加に対応します。
• DUT 設置台※工場オプション

特長

990,000円

定価

約1060(W) ×550(H) ×550(D)mm （突起物等を除く）

重さ■ログペリオディックアンテナセット

MY5630-01

型番1150(W) ×765(H) ×635(D)mm （突起物等を除く）

内部寸法

平タイル型

システムアップの詳細は、 40 ページの 「電磁波放射パターン測定システム MRP770」 をご覧ください。

外形寸法

フェライト系吸収体

電動ターンテーブル：DUT を回転させ、 アンテナパターンを測定します。

• 利得が高く、 広帯域且つ高出力に対応• 固定台に設置、 回転機構で水平・垂直面受信測定• SG･ 高周波アンプ等と組合せ、 放射イミュニティ評価• 基地局、 4K 放送機器等の受信特性評価• 受信アンテナ（DUT にあわせて選択可能）• 基準アンテナ（DUT にあわせて選択可能）• 開閉扉
334,000円

定価• ターンテーブル• 各種 RF コネクタの追加• 各種多ピンコネクタの追加※1. 暗箱内部接続ケーブル及びコネクタ類含む。

• その他■シールドシート(メンテナンス扉側 )型番

MY5630-03

特長• 本体標準装備（左側面）のシールドシートと同じ• メンテナンス扉側に設置• IF 及び同軸、 光ファイバー、 特殊ケーブル通線用

定価

22

■木製台

112,000円

型番MY5630-04

特長• ターンテーブル周辺に取付、 回転時ケーブル等の干渉を防ぐ• DUT を扉とターンテーブルの間の木製台に一旦置けるため、 設置
時負担を軽減。
• 木製台面はターンテーブル面より5mm 低い

定価

327,000円

オプション■電波吸収体 MY5305-F2構造

二重フェライトタイル

吸収性能• 20dB 以上35MHz ～2.2GHz• 17dB@30MHz• 10dB 以上 @2.2～2.7GHz

厚さ

28mm

23

大型タイプ

簡易 EMC 試験に最適な大型の電波暗箱

大型タイプ

簡易 EMC 試験に最適な大型の電波暗箱
電波暗箱

電波暗箱

EMC 試験に最適な電波暗箱。 小型 EUT 向けに直径220mm/ 耐荷重10kg の手動ターン
テーブルを標準装備。

EMC 試験に最適な電波暗箱。 分割・組立てタイプ。 オフィスビル等の狭いスペースへの設
置に最適。

受注生産

標準仕様

広帯域アンテナ
MAN101（オプション）

手動ターンテーブルEUT 用
N(J) コネクタ

EUT 用
N(J) コネクタ

アンテナ出力N(J) コネクタ

EUT 用
D-sub25ピンコネクタ

電波吸収体

ターンテーブル
回転ノブ
回転
インジケータ標準仕様

外形寸法1340(W) ×1210(H) ×1030(D)mm （突起物等を除く）

外形寸法

1350(W) ×1220(H) ×1080(D)mm （突起物等を除く）

内部寸法

約1280(W) ×960(H) ×960(D)mm （突起物等を除く）

内部寸法

約1280(W) ×960(H) ×960(D)mm （突起物等を除く）

総重量

約400kg

総重量約400kg

ドア開口部寸法約410(W) ×710(H)mm

ドア開口部寸法約510(W) ×920(H)mm

ターンテーブル寸法

φ220mmターンテーブル寸法

φ220mmターンテーブル耐荷重

10kg( 均等静荷重 )ターンテーブル耐荷重

10kg( 均等静荷重 )同軸コネクタ• N(J) ×1( 正面左下・アンテナ用 )• N(J) ×1( 右側面下 )同軸コネクタ• N(J) ×1( 正面左下・アンテナ用 )• N(J) ×1( 右側面下 )I/F• D-sub25ピン×1( メス )• LAN ×1
• AC ×1(250Vmax/10A)※電動ターンテーブル装着時は AC100V

I/F• D-sub25ピン×1• LAN ×1
• AC ×1(250Vmax/10A)※電動ターンテーブル装着時は AC100V

シールド性能70dB typ@2.2GHz

シールド性能70dB typ@2.2GHz

電波吸収体

一重フェライトタイル

電波吸収体

一重フェライトタイル

吸収性能• 20dB 以上＠30MHz ～400MHz• 12dB 以上＠400MHz ～1GHz

吸収性能• 20dB 以上＠30MHz ～400MHz• 12dB 以上＠400MHz ～1GHz

オプション• 広帯域アンテナ MAN101• 電動ターンテーブル MT106• 電波吸収体 MY5310-F2

オプション• 広帯域アンテナ MAN101• 電動ターンテーブル MT106• 電波吸収体 MY5310S-F2

分離

ターンテーブル

① 分割搬入ができるので、 オフィスビ ■分割時の寸法

オプション■広帯域アンテナ MAN101

平タイル型

平タイル型
EUT 用
D-sub25ピン
コネクタ

EUT 用
電源コネクタ

EUT 用
電源コネクタ

受注生産

MY5310S

フェライト系吸収体

フェライト系吸収体■シールドボックスの構造

MY5310ル等に設置する際の搬入方法が簡便

幅

680mm

となります。

奥行き

1080mm

高さ

1220mm

② オフィスビルで一般的な１１人乗りの■電動ターンテーブル MT106

エレベータでの搬入が可能です。

周波数範囲30MHz ～1GHz

テーブル直径220mm φ偏波

直線偏波

テーブル材質樹脂

インピーダンス50Ω ( 公称 )

耐荷重

15kg

アンテナ構造変形 Y 状モノポール

エレメント寸法

578(W) ×332(H) ×500(D)mm

地板の大きさ700(W) ×900(D)mm

重さ

約5.3kg構造

二重フェライトタイル

吸収性能• 20dB 以上35MHz ～2.2GHz• 17dB@30MHz• 10dB 以上 @2.2～2.7GHz

厚さ

28mm

アンテナユニット

テーブルユニット③ 分割・組立は専用工具や専門知識が ■11人乗りエレベータの寸法
無くとも作業が可能な構造となっています。 そのため、 装置の移設などにも柔軟に対応することができます。
④ EMC 試験に最適

出入口幅

800mm

奥行き

1350mm

高さ

2300mm（JIS A4301による）■電波吸収体 MY5310-F2※ MY5310と MY5310S のオプションは共通になります。

24

25

大型タイプ

簡易 EMC 試験に最適な大型の電波暗箱

大型タイプ

簡易 EMC 試験に最適な大型の電波暗箱
電波暗箱

電波暗箱

MY5410MY5310SU

受注生産

受注生産

超大型の EMC 試験に最適な電波暗箱。 大型
EUT 向けに直径756mm/ 耐荷重100kg の手動ターンテーブルを標準装備。

EMC 試験に最適な電波暗箱。 3分割して搬入ができるので、 オフィスビル等への搬入が簡便。

C ユニットA ユニット■シールドボックスの構造

標準仕様
外形寸法

1960(W) ×1320(H) ×1140(D)mm （突起物等を除く）

内部寸法

約1840(W) ×915(H) ×915(D)mm （突起物等を除く）

総重量

標準仕様
2364(W) ×1902(H) ×1424(D)mm （突起物等を除く）

内部寸法

約2215(W) ×1485(H) ×1275(D)mm （突起物等を除く）

約 650kg

総重量約1020kg

ドア開口部寸法約510(W) ×920(H)mm

ドア開口部寸法約940(W) ×1440(H)mm

ターンテーブル

φ500mm ／耐荷重50kg ／手動

ターンテーブル寸法

φ756mm

同軸コネクタ

N ×2（右側面1、 正面左1）

ターンテーブル耐荷重

100kg( 均等静荷重 )同軸コネクタI/F• AC ×1（250V 10Amax）※電動ターンテーブル装着時は AC100V• LAN ×1
• D-sub25ピン×1• N(J) ×2( 左側面下 )• N(J) ×1( 右側面下・アンテナ用 )I/F• D-sub25ピン×1( メス )• LAN ×1
• AC ×1(250Vmax/10A)※電動ターンテーブル装着時は AC100V

EUT 用同軸コネクタ
N 型（J-J）×2
広帯域アンテナ
MAN102（オプション）

平タイル型

平タイル型

外形寸法
手動ターンテーブル

シールド性能70dB typ ＠2.2GHz

電波吸収体

二重構造フェライトタイル

電波吸収性能20dB 以上＠35MHz ～2.2GHz

シールド性能65dB typ@2.2GHz• B ユニットへの扉追加• 広帯域アンテナ MAN101• 電動ターンテーブル MT106B

電波吸収材

一重フェライトタイル

吸収性能• 20dB 以上＠30MHz ～400MHz• 12dB 以上＠400MHz ～1GHz

オプション• 広帯域アンテナ MAN102• 電動ターンテーブル MT106C• 電波吸収体 MY5410-F2

広帯域アンテナ MAN101（オプション）
オプション

手動ターンテーブル用
ハンドル① 分割搬入が可能
3分割して搬入ができるので、 オフィスビル等への搬入が簡便です。

正面ＩＦモジュール部
AC ｘ１（AC250V ／１０A）
D-sub25ピンｘ1（メス）LAN ｘ１（RJ －45）

アンテナ用同軸コネクタ
N 型（J-J）×1

フェライト系吸収体

フェライト系吸収体

B ユニット② エレベータでの搬入が可能
オフィスビルで一般的な、 11人乗りエレベータでの搬入が可能です。
③ 専用工具や知識がなくても簡単に設置可能
分割・組立は専用工具や専門知識が無くとも作業が可能な構造です。
そのため、 設置後の移設などにも柔軟に対応することができます。

■分割時の寸法

B ユニットへの扉追加（オプション）

オプション■広帯域アンテナ MAN102■11人乗りエレベータの寸法

周波数範囲30MHz ～1GHz

テーブル直径756mm φ

幅

680mm

出入口幅

800mm

偏波

直線偏波

テーブル材質金属

奥行き1140mm

奥行き

1350mm

インピーダンス50Ω ( 公称 )

耐荷重

100kg

高さ

1320mm

高さ

2300mmアンテナ構造変形 Y 状モノポール（JIS A4301による）オプション■広帯域アンテナ MAN101

26■電動ターンテーブル MT106C

エレメント寸法

628(W) ×332(H) ×500(D)mm

地板の大きさ800(W) ×950(D)mm

重さ

約6kg

※写真は MT106（MY5310用）です。

■電動ターンテーブル MT106B
周波数範囲30MHz ～1GHz

テーブル直径500mm φ偏波

直線偏波

テーブル材質金属

インピーダンス50Ω ( 公称 )

耐荷重

50kg

アンテナ構造変形 Y 状モノポール

エレメント寸法

578(W) ×332(H) ×500(D)mm

地板の大きさ700(W) ×900(D)mm

重さ

約5.3kg※写真は MT106（MY5310用）です。

■電波吸収体 MY5410-F2構造

二重フェライトタイル

吸収性能• 20dB 以上35MHz ～2.2GHz• 17dB@30MHz• 10dB 以上 @2.2～2.7GHz

厚さ

28mm

27

中型タイプフェライト系吸収体を使用した汎用中型タイプ

簡易電波暗室安価且つ手軽に電波暗室を構築することができるシールドテント型電波暗室

電波暗箱

ME8669
受注生産

MY5700グリッド型フェライト系電波吸収体を使用した
50～800MHz 対応の電波暗箱。
特定小電力無線や微弱無線での利用に最適。

5G OTA、 電波法対策、 EMC 試験など幅広く使える簡易電波暗室。
標準サイズラインアップ（8種類）。

フェライト系吸収体標準仕様￥4,980,000（税別）～

標準仕様

当電磁波シールドテント型簡易電波暗室は、 小型の電波暗箱のように、 安価且
つ手軽に電波暗室を構築することができます。

外形寸法

910(W) ×650(H) ×610(D)mm （突起物等を除く）

特に、 電波法対策・簡易 EMC 試験・OTA 試験（プロトコル、 ファンクション、 相

電磁波シールドテント

2重生地

内部寸法

約800(W) ×495(H) ×495(D)mm （突起物等を除く）

互接続性試験など）用として、 超高精度な RF 特性試験やアンテナ評価を行わ

出入口

扉寸法：0.9m(W) ×1.6m(H) 正面1か所、 暖簾式2重構造

重さ約205kgないケースに向いており、 本格的な電波暗室までは不要だけれども簡易的なケーブル通線口

φ50mm 4か所（任意）

ドア開口寸法約290(W) ×290(H)mm

電波暗室は欲しい、 といったニーズに最適な製品となっております。

シールド性能（代表値）

構造

電波吸収体、 ステンレスの２重構造

1-6GHz ＠60dB
28GHz ＠70dB

シールド性能70dB typ ＠300MHz

電波吸収体

ウレタンピラミッド型 10cm MYA-V010使用
耐燃性 裏面アルミ板処理（床面以外）

吸収性能

20dB 以上＠50MHz ～800MHz

コネクタ

SMA2個（左右側面 各1）

I/F

D-sub25ピン×1

アルミ板

1.4GHz ＠20dB
電波吸収性能（代表値） 1.9GHz ＠30dB>3.5GHz ＠40dB

グリッド型

カスタム応用例
標準仕様から、 サイズ、 コネクタ、 機能の変更・追加に対応します。

吸排気有り（送風機付き）

内部床面処理パンチカーペット

照明

LED クリップランプ4灯

電波吸収体※送風機ならびに LED クリップライト動作のため、 AC100V 電源が必要です。

アルミフレーム

ダン接着とは違い、 テントが風圧で揺れても反• ターンテーブル射の影響がありません。

• 受信アンテナ（DUT にあわせて選択可能）■ 更に電波吸収体パネルはアルミフレームに固定• 基準アンテナ（DUT にあわせて選択可能）

するため、 内部有効寸法を大きく確保できます。

• 開閉扉■ シールドテント素材は高密度生地を2重化しており、 シールド性能が高いです。

• 各種 RF コネクタの追加• 各種多ピンコネクタの追加

正面扉 シールドテント 閉口時

正面扉 取付時

正面扉 取外し時

吸気口（送風機取付時） ケーブル通線口• サイズの変更

28

将来的に電波暗室へのグレードアップ対応が可

サイズラインアップ（8種類）• その他

ターンテーブル（カスタマイズ）■ シールドテントのみを先に購入していただき、能です。

• 形状の変更• 電波吸収体の選択

簡易電波暗室■ 電波吸収体はアルミ板に固定しています。 プラ• DUT 設置台型式

外形寸法（W × H × D）

内部寸法（W × H × D）

重さ

標準価格

MY5722

約2m ×2m ×2m

約1.67m ×1.73m ×1.67m

約170kg

498万円

MY5723約2m ×2m ×3m

約1.67m ×1.73m ×2.67m

約280kg

618万円

MY5724約2m ×2m ×4m

約1.67m ×1.73m ×3.67m

約335kg

728万円

MY5725約2m ×2m ×5m

約1.67m ×1.73m ×4.67m

約420kg

888万円

MY5732

約3m ×2m ×2m

約2.67m ×1.73m ×1.67m

約255kg

658万円

MY5733約3m ×2m ×3m

約2.67m ×1.73m ×2.67m

約355kg

778万円

MY5734約3m ×2m ×4m

約2.67m ×1.73m ×3.67m

約425kg

898万円

MY5735約3m ×2m ×5m

約2.67m ×1.73m ×4.67m

約525kg1118万円• 標準価格は電波吸収体（6面）を含みます。
• 床面の電波吸収体は固定しません。 吸収体を取り外した場合の内寸
高さは約1.83m です。
• 上記標準価格のほかに、 資材搬入費ならびに作業員出張交通費がかかります。
• 表示価格は全て消費税別です。 別途申し受けます。

29

電波吸収パーティション

必要なサイズ、 目的の周波数帯に合わせてカスタマイズ可能

電波吸収パーティション
Taurus N シリーズ

必要なサイズ、 目的の周波数帯に合わせてカスタマイズ可能
インタフェースモジュールを多種揃えることにより、
低価格 ・ 短納期を実現。

MY5505

Taurus N
トーラス N シリーズ

￥595,000（税別）

電波伝搬の評価・試験において、 他方からの干渉電波を 吸収かつ遮蔽することを目的とした600MHz ～ミリ波対応電波吸収パーティ
ション。

標準仕様

電波吸収体の無いシールドボックスタイプ。
内部反射が気にならない用途向け。

MY1510N

MY1530N

軽量で持ち運びも便利な小型サイズ。 20万円以下と大変お求め易い価格。

大きな試験物に対応した大型サイズ。 大型サイズで100万円以下を実現。

外形寸法

1370(W) ×1850(H) ×700(D)mm （突起物等を除く）

重さ

約55kg ( オモリ板除く )

材質

アルミ板

外形寸法

380(W) ×165(H) ×380(D)mm

外形寸法1120(W) ×705(H)×620(D)mmキャスター

自由自在キャスター（ストッパー付き）×4

内部寸法

約375(W) ×160(H) ×375(D)mm

内部寸法約1115(W)×615(H)×615(D)mm

その他

アイボルト、 保護キャップ ( エッジ対策 )重さ

約1.9kg （I/F モジュールを含まず）

重さ

約42kg（I/F モジュールを含まず）シールド性能60dB typ ＠2.4GHz

シールド性能60dB typ ＠2.4GHz

吸収性能

吸収体はありません

吸収性能

吸収体はありません

コネクタ

SMA2個（背面）コネクタ

SMA4個（背面2個、 両側面各1個）

I/F モジュール

最大1台（背面）I/F モジュール

最大4台（背面）オプション

I/F モジュールオプション• I/F モジュール• 木製テーブル MT105• ターンテーブルユニット MT103

オプションでターンテーブルを装着可能。

■ 携帯電話、 GPS、 無線 LAN、 5G、 各種ミリ波の簡易測定に最適
165,000円■ 移動に便利なキャスタ式■ 必要なサイズ、 目的の周波数帯に合わせてカスタマイズ可能※寸法は突起物等を除く

830,000円※寸法は突起物等を除く

電波吸収パーティション ( 自立型 )MY5505は、 フレームに電波吸収体を貼り付けたもので、 比較的狭い居室や空間で電波試験を行う際

MY1520Nに利用される移動式
電波吸収パーティション

パーティションです。

多用途に対応する最も汎用的な中型サイズ。 正面開口で作業性に非常に優れ

既にシールドルームています。

やテントをご利用さ外形寸法れている場合、 内部

内部寸法

約515(W) ×515(H) ×515(D)mm

での電波の反射を軽重さ

約12.3kg （I/Fモジュールを含まず）減させることができ

シールド性能60dB typ ＠2.4GHz

ます。 対象周波数は

吸収性能

吸収体はありません

コネクタ

SMA2個（背面）I/F モジュール

最大2台（背面）オプション• I/F モジュール• 木製テーブル MT104

600MHz 以上です。
線 LAN、 5G、 ミリ波
348,000円の各種試験に使用できます。

※寸法は突起物等を除く

ま た、 MY5505 は、シールドボックス

携帯電話、 GPS、 無520(W) ×520(H) ×520(D)mm

測定の際のターゲッ
ト周波数に応じてカスタマイズが可能です。 さ ら に、 目 的 の試 験、 大 き さ、 治 具

30装置等に合わせて両側が30°内側を向いており、 バックローブやサイドローブによる電波反射を

オーダーメイド仕立てでご用意することも出来ます。

抑圧します。 自由自在キャスタにより、 移動・設置が簡単に行えます。

31

オ プション

オ プション
IFM5B

IF モジュール

IFM6-1

AC、 DC、 LAN、 USB、 SMA、 BNC、 N、 D-sub コネクタおよび貫通管を取り付けたモジュール。
使用目的に応じた I/F モジュールを選択することができます。

■ Taurus、 MY2500、 MY3700シリーズ用（MY1525/MY1527除く）
モデル

取付コネクタ価格

IFM1AC(1個 )、 LAN ※1(1個 )、 USB ※3(1個 )、 D-sub9※5(1個 )99,000円

IFM2

AC(1個 )、 LAN ※1(2個 )、 USB ※3(2個 )、 D-sub9※5(1個 )107,000円

IFM3

AC(1個 )、 LAN ※1(2個 )、 USB ※3(2個 )、 D-sub25※6(1個 )112,000円

IFM4

DC(1組 )、 LAN ※1(1個)、USB ※3(1個)、D-sub9※5(1個)、D-sub25※6(1個 )98,000円

IFM5B

SMA(4個 )、 BNC(2個 )、 N(2個 )59,000円

IFM6-1貫通管 (1個 )72,000円

IFM6-2貫通管 (2個 )90,000円

IFM7

AC(1個 )、 LAN ※2(1個 )、 USB ※4(1個 )159,000円

IFM8

DC(2組 )、 LAN ※2(1個 )、 USB ※4(1個 )155,000円

IFM9

LAN ※2(2個 )、 USB ※4(2個 )126,000円

N

L ±0.1

TP-5

47.6(W) ×22.2(H)

170

～2GHz

60

TP-6

40.4(W) ×20.2(H)

170

～3GHz

60

TP-7

34.9(W) ×15.8(H)150～3.5GHz60

TP-828.5(W) ×12.6(H)

150

～4GHz

60

TP-10

22.8(W) ×10.1(H)150～4.5GHz60

W ±0.1※1． Cat 5e 相当，PoE 非対応※2． Cat 6A相当，PoE+ 対応■ MY1525/MY1527専用
モデル※3． USB2.0， Type-A(内・外)，Power Delivery(PD)非対応
取付コネクタ(1個 )、 USB※3(1個 )、 USB

※3

IFM10

AC(1個 )、 LAN

※1

IFM11

DC(1組 )、 LAN

※1

IFM7

IFM6-2

シールド性能 (dB)

適用周波数

H ±0.1

管長さ L(mm)貫通管

IFM6 管通管

貫通管内部に電気伝導体を含む物質を挿入するとシールド性能が低下するおそれがあります。
管内部寸法 (mm)SMA

２台の I/F モジュールを取り付けた MY1520

IFM6の貫通管は以下の5種類から、 1つまたは2つ取り付けます。

型式

BNC

(2個 )、 D-sub9(2個 )、 D-sub9※4． USB3.1 Gen1， Type-A( 内・外 )， Power Delivery(PD)

価格
(1個 )

125,000円(1個 )118,000円

※5

※5

IFM1

非対応
※5． オス ( 内・外)， 嵌合M2.6( ミリネジ)

LAN※6． メス ( 内・外)， 嵌合M2.6(ミリネジ )

IFM8

IFM2

LAN

USB3.0

AC

貫通管

IFM9

LAN

AC

LAN
USB2.0D-sub9ピン

D-sub9ピン

IFM3
D-sub25ピン

IFM4
USB2.0D-sub9ピン

32

AC

LAN

USB3.0

LAN

IFM11

LAN

USB2.0USB2.0

DC

IFM10
DC

LAN

USB3.0AC

USB2.0D-sub9ピン

LAN

AC

USB2.0D-sub9ピン

DC

D-sub25ピン

33

オ プション

電波吸収体

アンテナ
ログペリオディックアンテナ M213/213R

ホーンアンテナ MY6500-01

700MHz〜5GHzの帯域をもつ直線偏波アンテナ。
■周波数範囲：700MHz ～5GHz
M213：540,000円／213R：820,000円

バイコニカルアンテナ MAN150/MAN150B

形状

標準ゲインホーン

周波数範囲26GHz ～40GHz

利得

18～21dBi（typ）

VSWR

1.3（typ）

コネクタ

2.92mm（J）

サイズ

44.0(W)×34.0(D)×71.0 (L)mm

特長

直線偏波のピラミダルホーンアンテナ

価格420,000円

ゲイン
アンテナファク
タ

クワッドリッジドホーン

周波数範囲5GHz ～50GHz

利得

4～14dBi（typ）

VSWR

2.5（typ）

コネクタ

2.4mm（J）

1W

サイズ

45(W)×45(D)×85(L)mm

SMA(J)

特長

水平・垂直両偏波をカバーする

MAN150B
30MHz ～1GHz-45dBi ～ +1dBi(nominal)-31dBi ～ +1dBi(nominal)

20～51dB/m

17～31dB/m

最大送信電力大きさ

350(L)×160(W)×140(D)mm

540(L)×225(W)×225(D)mm

重さ

約350g

約1150g

価格

見積依頼

約30mm

約60mm

約120mm

2.4GHz 以上

1.2GHz 以上

0.6GHz 以上

10dB

1GHz

350MHz250MHz15dB

1.9GHz700MHz370MHz20dB

2.4GHz1.2GHz600MHz24dB≧5.6GHz≧2.5GHz≧1.2GHz

見積依頼

ポータブルアンテナ M301～ M309
モデル

周波数範囲

M301

0.8〜1GHz

M302

1.25〜1.65GHz

■ 構成品

M303

1.7〜2.2GHz• アンテナ本体

M304

2.25〜2.65GHz

M305

300〜500MHz

M306

4.8〜6.2GHz

M307

470〜770MHz

20,000円＠ M305／ M307

M308

3.6〜4.2GHz

33,000円＠ M306／ M308／ M309

M309

4.4〜4.9GHz

39,000円＠ M310

M310

5.9～7.2GHz• グリップ• アンテナデータ

M301• ハードケース

15,000円＠ M301〜 M304

M302

M303

M304

M305

M306

M307

M308

M309

M310

28mm

吸収性能

• 20dB 以上 @35MHz ～2.2GHz• 17dB@30MHz• 10dB 以上 @2.2～2.7GHz

厚さ

5.2mm

電波吸収体の特性

価格

電界強度測定用のアンテナ。

MYA-79厚さ■特性データ

見積依頼

ログペリオディックアンテナ MAN160A/160B

MYA-77

反射損失(金属板との比較値を で表示)

コネクタ

吸
収
性
能

MY6500-02E

形状

MAN150

MYA-75周波数範囲

型番20MHz ～3GHz

平タイル型

項目

ホーンアンテナ MY6500-02E

モデル

フラット型

厚さ

放射エミッションの簡易測定に好適。

測定周波数

フェライト系吸収体

MY6500-01

型番

基準アンテナ（M213R）はゲインとVSWRのデータ付。

ウレタン系吸収体

周波数範囲30MHz ～1GHz

吸収性能• 20dB 以上＠30MHz ～400MHz• 12dB 以上＠400MHz ～1GHz

グリッド型

dB

周波数 GHz

厚さ50MHz ～800MHz

吸収性能• 20dB@30MHz• 30dB@150MHz• 40dB@260MHz• 30dB@430MHz• 20dB@930MHz■ コネクタ ：SMA(P)ピラミダル型■特性データテーブル

最大電力

MAN160A

MAN160B

700MHz ～4GHz

700MHz ～6GHz

100W（CW かつ400MHz において）

VSWR

アクリル台と筐体の間に電波吸収体が挟まってい4dBi（代表値）

5dBi（代表値）

アンテナファク
タ

23～38dB/m26～41dB/m

重さ
価格

ます。

dB

SMA(J)

コネクタ

34

小型アンテナ・無線機器の評価に好適。

2.0以下（代表値）

ゲイン

寸法

電動ターンテーブル MT107

50Ω（公称）

インピーダンス

電波吸収体の特性

モデル

250g
見積依頼

4-inch( 約10cm)

8-inch( 約20cm)

30dB

3GHz

1GHz

40dB

5GHz

3GHz

50dB

＞15GHz＞5GHz

高さ

340(L) ×200(W) ×25(D)mm
270g

反射損失(金属板との比較値を で表示)

モデル
周波数範囲

19mm

周波数範囲

見積依頼

電波吸収体

価格

MT107-MYA75

MYA-75￥390,000

MT107-MYA77

MYA-77￥430,000

吸収性能

周波数 MHz35

電波吸収設備

電波吸収設備1 システムインテグレーション

3 治具装置5 製品例

IoT (Internet of Things) の普及により、 LoRa、 Wi-SUN などの LPWA に対応した低価格＆ローコストデバイスの開発が進む一方で、 広域通信時のシミュレーションが課題となっています。 また、測定空間を検討する際、 試験の再現性を担保する為に、 測定を補助する装置が必要です。

① 電波吸収パーティション ( 自立型 ) MY5505

ミリ波や5G 規格等、 高速大容量通信における測定方式において、 従来測定以上に、 送信機側 (TX) と通信デバイス (RX) の位置の調整がシビアに求められてきています。

被測定物にはサイズ・大きさ・重さ等の物理的な違いに加えて、 測定するアンテナの指向性、そこで、 各規格の検証を行う際、 測定時に求められるシールド効果以外の構成要素として、 試験体の筐体材質を含めた、 電波の反射を抑える電波吸収体の選定や治具装置の運用が大きな課題とな

ケーブル類の配置或いは動きにどう追従すべきか？を検討しなければなりません。

ります。

弊社電波吸収設備では、 様々なニーズに応えるべく、 長年培った測定技術のノウハウを活かし、弊社の電波吸収設備は、 各試験規格に合わせて選定した電波吸収体の特性を基に、 限られた条件の中で、 お客様と共にゼロ設計から効率良い測定空間の利用法を検討します。

RF 計測器メーカならではの治具装置をご提案いたします。

■ 単体

アンテナ固定台
壁面パネル部に透過素材の台座にアタッチメント式のフォルダー形状を取付けます。
偏波面の変更、 複数アンテナでの測定等、目的のシーンに合わせたフレキシブルなイメージ図■ 2台仕様測定を可能にします。

連結時・表

連結時・裏

■ 主な仕様ターンテーブル
簡易的なエミッション試験、 通信試験等において、 テーブル上に置いた被測定物の外形寸法

約1370(W) ×1850(H) ×700(D)mm

重量約55kg ( オモリ板除く )

材質

アルミ板

キャスター

自由自在キャスター（ストッパー付き）×4

その他

アイボルト、 保護キャップ ( エッジ対策 )595,000円（搬入費別途）

標準価格

指向性を異なる角度で確認します。
特にシールド環境下であれば、 各種アン
テナパターンの測定等、 従来のシールド② 簡易電波暗室（シールドテント型）

シリーズ

ルームを暗室化する際のコスト検討に有■ 主な仕様効です。

電磁波シールドテント 2重生地
出入口

電界強度測定装置

ケーブル通線口

φ50mm、 4か所（任意）

シールド性能1-6GHz ＠60dB
28GHz ＠70dB

電波吸収体• ウレタンピラミッド型
10cm MYA-V010使用• 耐燃性
裏面アルミ板処理 ( 床面以外 )吸収性能

1.4GHz ＠20dB
1.9GHz ＠30dB>3.5GHz ＠40dB

吸排気有り ( 送風機付き )内部床面処理パンチカーペット

照明

LED クリップランプ4灯

アンテナや電界プローブ等を用いて、 放射電界強度の自動測定を行います。 妨害
波測定、 近接イミニュティ試験等に有効です。

2 電波吸収設備用吸収体 ( 電波吸収性能 -20dB 以上、 600㎜×600㎜ / 枚 )型式

外形寸法（W × H × D）

内部寸法（W × H × D）

重さ

標準価格

MY5722

約2m ×2m ×2m

約1.67m ×1.73m ×1.67m

約170kg

498万円

MY5723約2m ×2m ×3m

約1.67m ×1.73m ×2.67m

約280kg

618万円

MY5724約2m ×2m ×4m

約1.67m ×1.73m ×3.67m

約335kg

728万円

MY5725約2m ×2m ×5m

約1.67m ×1.73m ×4.67m

約420kg888万円

各種レーダー、 衛星、 携帯電話 (5G）、 無線 LAN、 TV(BS4K)

MY5732

約3m ×2m ×2m

約2.67m ×1.73m ×1.67m

約255kg

658万円

約3m ×2m ×3m

約2.67m ×1.73m ×2.67m

約355kg778万円

予め既存設備を調査した上で、 電波吸収設備の概略設計、 加工後の電波吸収パーティションの配置等、具体的な導入効果を基に設備化を進めます。 ご予算に応じた設備を検討する為、 弊社では周波数毎に異なる次の電波吸収体を準備しています。
[200MHz ～ ] ウレタンピラミッド型 / 耐燃性ウレタンピラミッド型 ( 試験規格 UL94 V-O 対応 )型番
MYA-10 (MYA-V010)

MYA-10～60

高さ ( ㎝ )10

重量 ( ㎏ )0.7適合周波数※
1.4GHz ～代表的なアプリケーション例

MYA-20 (MYA-V020)

20

1.2

600MHz ～TV(25-52CH)、 携帯電話、 RF-ID、 特定小電力 (920MHz)、 スマートメータ

MY5733

MYA-30 (MYA-V030)

30

1.7

500MHz ～TV(18-52CH)、 携帯電話

MY5734約3m ×2m ×4m

約2.67m ×1.73m ×3.67m

約425kg

898万円

MYA-45 (MYA-V045)

45

2.1

400MHz ～特定小電力 (420MHz)、 アマチュア無線 (430MHz)、 TV(13-52CH)

MY5735約3m ×2m ×5m

約2.67m ×1.73m ×4.67m

約525kg1118万円

MYA-60 (MYA-V060)

60

2.5

200MHz ～デジタル消防、 鉄道、 船舶、 ミリタリ－エアーバンド (222－399MHz)[3.5GHz ～ ] ウレタン波型
型番
MYB-30

MYB-30～7536

扉寸法：0.9m(W) ×1.6m(H)
正面1か所、 暖簾式2重構造

高さ ( ㎝ )重量 ( ㎏ )適合周波数※
10GHz ～

代表的なアプリケーション例

30.3

超広帯域無線システム、 地球探査衛星、 ITS、 航空無線航行

MYB-505

0.4

4GHz ～

気象レーダ、 ロボット無線、 ISM、 DSRC

MYB-757.5

0.6

3.5GHz ～携帯電話 (5G）、 無線 LAN(5GHz 帯 )、 TV(BS4K)※寸法は突起物等を除く

6 サービス＆サポート
4 納品までの流れ① 安心サポートサービス

必要機材等が確定したら、 現地下見の後、 作業工程を確認し、 設備承認図面等を作成します。

• 無償保証期間 1年

設置完了後、 所定の必要試験を行ない納品となります。
尚、 電波吸収設備の吸収体納品時は次のドキュメント類を添付します。

品については有償となります。
• 電波吸収体張り替えサービス ( 有料 )① 設計図書
② 電波吸収体成績書※電波吸収性能 -20dB 以上、 各アプリケーションは適合周波数の下限に依存、 または包括。

※取り扱い上の誤り、 過失あるいは天災・火災などの不可抗力によって生じた故障、 消耗

承認図 ( カット加工等、 内容含む )、 試験成績書
寸法公差抜き取り検査 ( 幅方向、 全数の10％ )、 電波吸収体型
番並びに製造時特定溶剤配合有無等の仕様明記② 製品アップデートサービス• 測定周波数帯、 適合試験など、 目的の測定内容が変更した際に、 既に導入済みの電波吸収設備の見直し等をご提案致します。

37

特注 ・ カスタマイズ事例

アプリケーション事例

当社では、 多様・高度化する様々なアプリケーション・用途に対応する、 電波暗箱（シールドボックス）を国内自社工場にて、 高い信頼性と確かな技術で製造しております。
カタログ掲載品（標準ラインアップ）の販売以外にも、 お客様のご要望に合わせた、 特注品製作ならびに標準品の改造等も承っております。 是非ご相談ください。

標準アンテナ法によるアンテナゲイン測定

電波暗箱とスペアナを活用した標準アンテナ法によるアンテナゲイン測定方法をご紹介します。
事例１：新規設計

事例２：新規設計
アプリケーション
アンテナゲインを評価するには、 通常、 校正された標準アンテナや電波暗室が必要ですが、 トラッキングジェネレータ付きスペアナと電波暗箱を用いることでシンプルに評価することができます。
• 基準アンテナ（ゲインが既知のアンテナ）との比較により EUT のゲインを求めます。
• 測定環境としては放射パターン測定と同じく、 電波暗室（電波暗箱）で行います。
• 主に MHz 帯ではダイポールやログペリアンテナ、 GHz 帯ではホーンアンテナを用います。

ソリューション
■測定手順
主な用途

GNSS 端末の受信感度試験

特長• 縦長形状により、アンテナ間距離を確保しつつ、狭スペースに設置可能。
• 樹脂製のアンテナおよび EUT 固定台を装備。
• シールドシート（汎用貫通口）を装備し、 特殊コネクタの通線に対応。
• 排気ファン、 吸気口を備え、 熱対策を考慮。

外形寸法

約 1155(W) ×1500(H) ×1025(D)mm

内部寸法

約 600(W) ×900(H) ×600(D)mm （突起物等を除く）

重量

約 160kg

シールド性能65dB 以上＠1～3GHz

吸収性能

30dB ＠1GHz 以上

コネクタ

SMA ×2

I/F

DC、 LAN、 USB2.0、 D-sub9ピン、 D-sub25ピン 各1個① スペアナの中心周波数とスパンを測定したい帯域に合わせて設定します。

主な用途

情報通信機器の出荷検査（無線系）• EUT 形状に合わせた透明樹脂台を設置。
• 繰り返し開閉動作に対する耐久性を強化。
• 限られたスペースに設置できるよう、 筐体サイズを限界までスリム化。

② トラッキングジェネレータ出力を基準アンテナ端で計測します。 【図1】

特長
外形寸法

約 350(W) ×205(H) ×399(D)mm③ 受信アンテナと基準アンテナ (Tx) を用意し、 電波暗箱内に一定の距離

内部寸法

約 279(W) ×147(H) ×269(D)mm （突起物等を除く）

シールド性能70dB 以上＠900MHz ～6GHz

吸収性能

20dB ＠5GHz 以上

コネクタ

SMA ×4I/F

USB2.0×2

図1
電波暗箱

結果を 「A(dBm)」 とします。

をとって設置します。
④ 電波暗箱の扉を閉め、 測定を実行します。 【図2】ターンテーブル

結果を 「X(dBm)」 とします。
⑤ 基準アンテナ (Tx) を取り出し、 同じ位置に EUT を設置します。
⑥ 電波暗箱の扉を閉め、 測定を実行します。 【図3】

スペクトラムアナライザ

図2⑦ EUT の最大放射方向が不明な場合はターンテーブルを回転させ、 ピー
クゲインを探します。 結果を 「Y(dBm)」 とします。
電波暗箱⑧ 以下の式より EIRP EUT (dBm) を求めます。

事例３：標準品をベースとしたカスタマイズ

事例４：IF モジュールの新規設計
電波暗箱は標準品を使用し、 オプションのインタフェースモジュールのみを新規設計。

受信アンテナ

EIRP Tx (dBm) ＝ A(dBm) ＋ Gain Tx (dBi)

基準アンテナ

EIRP EUT (dBm) ＝ Y(dBm) － X(dBm) ＋ EIRP Tx (dBm)⑨ 以下の式より EUT のゲインを求めます。
Gain EUT (dBi) ＝ EIRP EUT (dBm) － EUT 送信電力 (dBm)

試験用途に合わせた構成に対応。

ターンテーブル
スペクトラムアナライザ※ EIRP：等価等方放射電力※ EUT のアンテナが一体型の場合等において、 EUT 送信電力とゲインが■その1分離できないときは、 EIRP が最終結果となります。

図3

USB ドングルを用いたマルチホップ試験用に、 USB ポート数を最大化。
電波暗箱

USB ×12ポート
受信アンテナ

EUT

サポートソフト

置台■その2

ターンテーブルAC と DC を1つのモジュールに搭載し、 小IFモジュール

スペクトラムアナライザ型暗箱でも両電源を供給可能に。

38

主な用途

無線通信モジュールの出荷検査（無線系）

特長• Wi-SUN 機器の生産ライン用に、 標準品 MY1520をカスタマイズし最適化を実施。
• 大型キャッチクリップを採用し、 開閉作業性を向上。
• 吸収体の摩耗防止加工を施工。

外形寸法

約 590(W) ×560(H) ×658(D)mm

内部寸法

約 400(W) ×400(H) ×400(D)mm （突起物等を除く）

重量

約 20kg

シールド性能80dB typ ＠900MHz ～6GHz

エアターミナルブロックを搭載し、 暗箱内部

吸収性能

20dB ＠1.2GHz 以上にエア供給を可能にした。

コネクタ

SMA ×2

I/F

Taurus 用 IF モジュールを最大2台装着可

AC、 DC、 USB、 LAN 各1

システム構成・価格■その3製品

Φ4継手・2系統、 電磁弁用ブラケット

電波暗箱（手動または電動ターンテーブル付き）
アンテナ（基準および受信）
スペクトラムアナライザ（トラッキングジェネレータ付き）
その他、 ケーブル・スタンド・オプション各種

価格

備考￥1,250,000～ ※ MY1530＋手動ターンテーブルの場合お問い合わせください※ダイポール、 ホーン、 ログペリアンテナなど￥698,000～ ※ MSA438TG の場合
お問い合わせください39アプリケーション事例

アプリケーション事例

電磁波放射パターン測定システム MRP770

測定ソフトウェア

MAS250水平または垂直偏波の放射パターンを自動計測するための PC ソフトです。

省スペース・設置工事不要で廉価な電磁波放射パターン測定システム。
小型無線機器・情報通信機器・アンテナ開発に最適です。
電磁波放射パターン測定システム MRP770は、 小型の無線機器や情報通信機器、 アンテナ等の放射パターンを測定するためのシステムです。 IoT 化が著しい昨今、 さま
ざまな端末に無線モジュールが搭載され、 アンテナ性能の把握も重要性が増しています。 当システムはその一例です。 お客様のご要望に合わせた最適なシステムをご提

設定画面

測定画面

スペクトラムアナライザまたはネットワークアナライザ、 ならびにターンテーブル

ターンテーブルを指定した角度まで回し、 スペアナでスイープ測定を行い、 指の設定及び設定値の保存・読み出しを行います。

定した周波数の信号レベルを極座標グラフに自動的にプロットします。

供いたします。

システムイメージ

スペクトラムアナライザ（MSA500シリーズ）
または
ネットワークアナライザ

アンテナ
同軸ケーブル
EUT
信号発生器（MSG703）

置き台

電動ターンテーブル

オプション（電波暗箱 MY5630ET の例）

EIRP（等価等方輻射電力）校正例① ゲインが既知のアンテナ同士をボアサイト方向で測定する。

同軸ケーブル

電波暗箱

測定ソフトウェア MAS250

シリアル /USB ケーブル

GPIB または USB ケーブル

測定器

Pt［dBm］

送信アンテナ給電点電力

Gt［dB］

送信アンテナゲイン

Pt eirp［dBmeirp］

送信アンテナ輻射電力
Pt［dBm］＋ Gt［dB］

Pr［dBm］■ スペクトラムアナライザ

EUT に信号を入力し、 アンテナから輻射する信号をスペクトラムアナライザで計測

主に無線モジュール等の計測に使用します。

受信アンテナ＋同軸ケーブルを経た電波暗箱の RF コネクタ部の
受信電力

型番

MY5630-01

アンテナ形状ダブルリッジホーン

対応周波数1-18GHz

コネクタ

SMA 型 (J)その他

固定冶具一式 ( 暗箱内部接続ケーブル及びコネクタ類含む )• 鋭い指向性で広帯域測定に適した小型アンテナ■ 信号発生器

EUTからアクティブ（能動的）に輻射する信号を計測します。

■ ダブルリッジホーンアンテナセット

します。 主にアンテナ等のパッシブ（受動的）な発信源の計測に使用します。

■ ネットワークアナライザ

特長②アンテナ結合度を求める。
K［dB］• 携帯電話、 無線 LAN 端末、 基地局等のアンテナ評価

Pt eirp［dBmeirp］－ Pr［dBm］

価格

P eirp［dBmeirp］

Pread［dBm］＋ K［dB］■ ログペリオディックアンテナセット※対応機種についてはお問い合わせください。

主にアンテナ等のパッシブ（受動的）な発信源の計測に使用します。

電波暗箱
MY5630ET

MY5310SU-UP

型番

MY5630-02

アンテナ形状ログペリオディック・ダイポール

対応周波数

700MHz-6GHz

コネクタ

SMA 型 (J)その他

固定冶具一式 ( 暗箱内部接続ケーブル及びコネクタ類含む )• 利得が高く、 広帯域且つ高出力に対応

MY5310S-UP

主に、サブギガ～ミリ波を想定した、

主に、2GHz帯～ミリ波（5G）を想定した、主に、2.4GHz帯～5GHz帯を想定した、汎用性に富んだ大型暗箱。

横長の暗箱。 3分割モデル

省スペース向け暗箱。 2分割モデル

電動ターンテーブル特長

電動ターンテーブル2504(W) ×1922(H) ×1704(D)mm

内部寸法

2010(W) ×1140(H) ×1210(D)mm

内部寸法

1710(W) ×775(H) ×775(D)mm

内部寸法1107(W) ×775(H) ×775(D)mm

重さ

約765kg

重さ

約500kg

重さ

約350kg

電波吸収体

ウレタンピラミッド8 inch

電波吸収体

ウレタンピラミッド4 inch

電波吸収性能30dB ＠1GHz
40dB ＠3GHz
50dB ＠5GHz※代表値

電波吸収性能20dB ＠1GHz
30dB ＠3GHz
40dB ＠5GHz※代表値

80dB 以上＠1～6GHz ※代表値
（シールドシート使用時60dB 以上）

外形寸法

1963(W) ×1323(H) ×1140(D)mm

1345(W) ×1323(H) ×1140(D)mm

電波吸収体

ウレタンピラミッド4 inch

電波吸収性能20dB ＠1GHz
30dB ＠3GHz
40dB ＠5GHz
※代表値

型式

数量

単価

小計

電波暗箱（電動ターンテーブル内蔵）

MY5630ET

18,270,000円

8,270,000円

シールドシート（メンテナンス扉側）

MY5630-03

1

112,000円

112,000円

木製台

MY5630-04

1

327,000円

327,000円

ダブルリッジホーンアンテナセット（1-18GHz）

MY5630-01

1990,000円

990,000円

スペクトラムアナライザ

MSA5581

1,130,000円

1,130,000円

USB ケーブル

MI400

13,500円

3,500円同軸ケーブル（0.5m、 受信アンテナ - 暗箱）

MC201

1

22,000円

22,000円

同軸ケーブル（4m、 暗箱 - スペアナ）

MC203

1

57,000円

57,000円

変換アダプタMA306

112,500円

12,500円

測定ソフトウェア

MAS25012,000,000円

2,000,000円

65dB 以上＠1～6GHz※代表値

前面扉開口寸法

516(W) ×926(H)mm※左右同じ

前面扉開口寸法

516(W) ×926(H)mm

測定用 PC1

230,000円

230,000円

ターンテーブル

φ220mm・耐荷重10kg（均等静荷重）
材質アクリルシリアル /USB ケーブル

1

9,200円

9,200円

吸排気機構

無し

校正キット

別途

AC コンセント、 LAN ×1
USB ×2SMA(J) ×8（左右各4）

SI 費（総合試験、 結合度測定等）

別途

900(W) ×1150(H)mm

メンテナンス扉開口寸法

675(W) ×675(H)mm

ターンテーブル

φ500mm・耐荷重30kg（均等静荷重）、材質POM

ターンテーブル

φ500mm・耐荷重30kg（均等静荷重）、材質金属

吸排気機構

有り

吸排気機構

無し

インタフェース

USB、 LAN ×各2
電源（AC 又は DC）、 D-sub25、 D-sub9、
シールドシート ×各1
SMA(J) ×5（左×3、 右×2）

インタフェース

AC コンセント、DC 電源端子台（3P）、LAN D-sub25 ×各1
N(J) ×2（左右各1）

シールド性能インタフェース※寸法は突起物等を除く

65dB 以上＠1～6GHz※代表値※寸法は突起物等を除く

搬入費（運送、 搬入・設置等）
合計

334,000円

MY5630-03• 本体標準装備（左側面）のシールドシートと同じシールド性能前面扉開口寸法※寸法は突起物等を除く

外形寸法• SG･ 高周波アンプ等と組合せ、 放射イミュニティ評価■ シールドシート(メンテナンス扉側 )
型番

製品名

外形寸法

• 固定台に設置、 回転機構で水平・垂直面受信測定• 基地局、 4K 放送機器等の受信特性評価

価格システム参考価格（1～8.5GHz までの無線モジュール計測例）

40

990,000円③ 校正と同じ受信系で被測定デバイス（EUT）の輻射電力が測定できる。

EUTに信号を入力し、アンテナから輻射する信号を計測します。

シールド性能• 固定台に設置、 回転機構で水平・垂直面受信測定

別途
13,163,200円～

特長• メンテナンス扉側に設置• IF 及び同軸、 光ファイバー、 特殊ケーブル通線用

価格

112,000円■ 木製台
型番

MY5630-04• ターンテーブル周辺に取付、 回転時ケーブル等の干渉を防ぐ

特長• DUT を扉とターンテーブルの間の木製台に一旦置けるため、 設置時負担を軽減。 木

価格327,000円

製台面はターンテーブル面より5mm 低い。

※システムの詳細、 組み合わせ、 カスタマイズ等については、 弊社営業担当までお問合せください。

41

アプリケーション事例

アプリケーション事例

EMI 試験システム Ｍ R2300

EMI+EMS 試験システム MR2400

当社のスペクトラムアナライザ技術、 電波暗箱技術およびアンテナ技術を結集した統合システムです。

MR2300と MR2350で電波暗箱と広帯域アンテナが共通なため MR2400ではその分安価となります。

EMI 正式試験の予備適合性試験 「Pre-compliance」 に最適。

EMI 試験の MR2300と EMS 試験の MR2350を組み合わせたシステム。

EMI 試験システム Ｍ R2300※ PC はシステム価格に含まれません。

MR2300は、 放射性妨害ノイズ測定と伝導性妨害ノイズ測定を行うための Precompliance 用 EMI トータル試験システム。
自社開発の超小型・広帯域アンテナ MAN101／102でシステムの小型化を実現。 システム全体が校正されています。
また、 EUT に合わせて4種類の電波暗箱を用意。

EMS 試験システム MR2350

EMS 試験システム MR2350

放射イミュニティ試験（IEC/EN61000-4-3）のための Precompliance 用システム
EUT が誤動作したかどうかは電波暗箱内に設置された EUT 監視カメラ MEC235によってパソコン画面上で確認可能です。

EMI+EMS 試験システム MR2400

Windows/2000/XP/Vista/7(32bit)※ EUT 監視カメラ MEC235 は床置きです。
※ PC はシステム価格に含まれません。

自動測定
スペクトラムアナライザの操作や EMI 規格に不慣れであっても簡単に使用することができるよう、 スペクトラムアナライザの設定値や代表的な EMI 規格値はプリセットされています。

スペクトル
波形表示

測定スパン

RUN/STOP

測定スタート指定

コメント

また、 規格はずれのスペクトルを探し、 その QP 検波値あるいは AV 検波値を測定するまでの手順を簡素化するために自動測定モードを用意しました。 ちなみに、 放射性妨害ノイズ
4種類の電波暗箱を組み合わせることができます。

MY531042の測定値は3メートル法に換算しています。

MY5310S

MY5310SU

MY5410MY5310MY5310S

MY5310SU

MY5410

対象 EUT サイズ

20cm 程度

20cm 程度

50cm 程度

70cm 程度

対象 EUT 重量

10kg

10kg

50kg

100kg

構造

一体型

2分割型

3分割型

一体型

測定結果リスト

波形画面指定43

※仕様・形状は、 事前の断りなしに変更されることがあります。 ※実際の色とは異なることがあります。 ご了承ください。 ※表示価格には消費税は含まれておりません。 別途申し受けます。
取扱店〒 193-0934 東京都八王子市小比企町 2987-2
TEL ： 042 (637) 3667 FAX ： 042 (637) 0227
URL : https://micronix-jp.com/

E-mail : micronix_j@micronix-jp.com

DH2409