卓上型引張圧縮試験機

フォーステスター
MCTシリーズ

『 強さ』が見える!
カラータッチパネル採用・・・簡単操作で高精度汎用型の高性能型の高性能・低試験力型の試験力表示分解能：0.1N

試験力表示分解能：0.01N

試験力表示分解能：0.001N（50Nロードセル使用時）

MCT-1150

MCT-2150

MCT-2150W

コンパクト

電源を入れてすぐに使用可能

250（W）╳405（D）╳711（H）mmの電源を入れると自動で校正し、すぐに試験が可能です。

省スペース設計で、卓上にて使用可能です。

（ロードセルのキャリブレーションは不要）

高精度なロードセル付属

プリント出力ミニプリンタAD-8126と接続し、プリント出力可能です。

※ 引張イメージ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・・・・・・・・・・・・・

RS-232C

現場での使用に最適試験速度がデジタルにて簡単に設定可能（1mm/minステップ）です。
変位表示を標準装備しています。

タッチパネルだけで操作可能
カラータッチパネルにて、視認性が良く簡単に操作が可能です。

お手持ちの治具を使用可能
お手持ちの他社製治具をお使いいただけます。
※ M6オネジアダプタ使用時

USBで簡単接続

・・・・・・・・

最大荷重ならびに最大変位を・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パソコン用取込みソフトウェア標準付属

対応OS：Windows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro（32/64bit版）
USB：Ver 2.0以上

MCT-Logger《 記録ソフト 》〈 MCT-1150に標準付属 〉
リアルタイムグラフ化。
最大点、変位量などを計算し表示します。
また、CSV形式にてカーブデータを出力します。

MSAT-Lite《 データ処理ソフト 》〈 MCT-2150/2150Wに標準付属 〉
演算、処理結果を表示。
データ解析とグラフ化が可能です。
また、CSV形式にてカーブデータを出力します。

※ PC別売タッチパネルで簡単操作
メイン画面

マニュアル操作画面

速度設定テンキー

試験条件設定メニュー／アラーム動作時画面

サイクル試験設定

リミット設定MCT-2150Wの場合

メイン画面（50Nロードセル使用時）

ロードセル変更画面

様々な材料試験に対応可能・・・・・ QRコードにて動画がご覧いただけます。

《 MCT紹介動画 》※ 防水仕様ではありません。

スイッチの押し込み強さ試験

ヒートシールのはく離強度試験

電子部品の引張強度試験

包装容器の圧縮強度試験

ペットボトルの圧縮強度試験

包装容器の突き刺し強度試験

引張強度試験

食品包装・フィルムセパレータ突刺し試験

容器シールはく離試験

フィルム

セパレータ

PTP包装の薬剤押し出し力試験

シリンジ抵抗力試験

シリンジ

ラーメン

錠剤の強度試験

薬液抽出力

板材の曲げ強度試験

プラスチックメッキはく離試験

プリン

飛散防止カバー

材料の飛び散りを防ぐ、安全カバーを装着することも可能です。

別売品
オプション治具
平行締付型ジョウ 500N用（上下1組ではありません）❶ JM-JFM-500N¥15,000（税抜）❷ J-C3-1KN-U

STA/STB用圧縮受圧板 1KN/500N/50N用 φ60mm¥15,000（税抜）

最大荷重500N 1個の価格です。引張試験を行う場合上下2個必要になります。
フェイス寸法19（幅）╳19（高さ）mm、開き幅10mm。
フェイス面ローレット加工です。
最大荷重500N 1個の価格です。
圧縮試験を行う場合上下2個必要になります。

❸ JM-B-500N

R2曲げ試験治具 500N用¥51,000（税抜） 最大荷重500N

下部支点R2上部支点R5です。下部スパン間10〜110mmです。

JM-B1-500N

R5曲げ試験治具 500N用¥51,000（税抜） 最大荷重500N

下部支点R5上部支点R5です。下部スパン間10〜110mmです。

JM-X001-500N

最大荷重500N アタッチメントのセットです。
アタッチメントセット（★印の6治具セット）¥20,000（税抜） （6種類：JM-X002-500Ｎ〜JM-X007-500Ｎ）
最大荷重500N フック内直径10mm。但しフック開口部幅6mmなので、❹ JM-X002-500N ★ フック 500N

¥8,000（税抜） 直径6mm以下の紐状の物を引っ掛けることができます。

❺ JM-X003-500N ★ V溝圧子 500N

¥3,000（税抜） 最大荷重500N

先端V溝角度90 直径10mm、長さ20mm。

❻ JM-X004-500N ★ 受圧板 φ15mm¥3,000（税抜） 最大荷重500N

先端直径15mm、高さ16mm。

❼ JM-X005-500N ★ 円錐圧子 500N

¥3,000（税抜） 最大荷重500N

先端円錐形状 角度90 直径10mm、長さ20mm❽ JM-X006-500N ★ 山形圧子 500N

¥3,000（税抜） 最大荷重500N

先端刃型 角度60 刃幅10mm、直径10mm、長さ20mm。

❾ JM-X007-500N ★ 延長ロッド 500N

¥3,000（税抜）

最大荷重500N フック及び各アタッチメントを伸ばして取り付けたい時に使用します。
長さ80mm、アタッチメント取付部M6メネジ深さ14mm。

❿ JM-X008-500N

受圧板 φ5mm¥3,000（税抜） 最大荷重500N⓫ JM-X009-500N

M6オネジアダプタ¥3,000（税抜） 最大荷重500N M6メネジの治具及びアタッチメントを取り付けるときに使用します。

⓬ JM-X010

下部アダプタ¥8,000（税抜） 最大荷重500N⓭ JM-X011

MCT用 バイス¥30,000（税抜） 最大荷重500N⓮ JM-X012

MCT用 飛散防止カバー¥50,000（税抜） 試料の飛散防止用カバーです。アクリル製。

⓯ JM-X013

テンシロン治具用MCTジョウスタンド ¥35,000（税抜） 最大荷重500N テンシロン用試験治具を使用する為のジョウスタンドです。ピン付です。

⓰ JM-X014-100N

ピンチャック 100N用¥35,000（税抜） 最大荷重100N ピンバイスと同じものです。掴みピン径 MAXφ3.2mmです。

⓱ JM-CL-100N

MCT用 突刺し試験治具¥68,000（税抜） 最大荷重100N フィルムの突刺し試験用です。針1本付（φ1mm 先端R0.5mm）。

JM-CL-100N-01

先端直径5mm、高さ20mm。小さい物を圧縮する時に使用します。

下部治具をずらして取り付けたいときに使用します。
開き幅MAX30mmです。

突刺し治具用交換針（10本/１セット） ¥25,000（税抜） 上記用交換突刺し針 φ1mm、先端R0.5mm。

⓲ JM-JXM-250N

ポイントチャック 250N用¥60,000（税抜） 最大荷重250N 先端幅2mmの小さな平行締付ジョウです。はく離試験に適しています。

⓳ JM-PZ-50N

容器シールはく離試験治具¥130,000（税抜） 最大荷重50N⓴ JM-JFM1-500N

フェイス交換型平行締付型ジョウ¥110,000（税抜） 最大荷重500N フェイス面形状及び寸法変更可能です。フェイス含みません。

❶❷

❼
★

❽
★

※ 別途、自在継手J-UF3-1KNが必要です❸

❾
★

10

容器の蓋のシールはく離強度測定用です。約45 はく離。

❹★

11

❺
★

12

❻
★

13

❼
★

14

※ アクリル製カバーのみ
151617181920

本体オプション
最大荷重及び最大変位及びロット内のAD-8126

ミニプリンタ¥48,000（税抜） 平均を印字します。

MSAT-Lite

解析ソフト MSAT-Lite（MCT-2150に標準付属）¥50,000（税抜） PCは本体とUSBケーブルにて接続します。

USM-500N

MCT用ロードセル 500N

MCT用の解析ソフトです。

MCT本体にロードセルは付属しますが、¥37,500（税抜） 故障したときに単品で購入できます。

AD-8126
ミニプリンタ仕様
MCT-1150 汎用型

型式
卓上型/床置型

MCT-2150 高性能型

MCT-2150W 高性能型・低試験力型

卓上型

最大試験力容量500N

クロスヘッドストローク

400mm

370mm

有効ストローク＊1315mm

285mm

クロスヘッド速度範囲

10〜300mm/min：設定値の 5％以内＊2

クロスヘッド速度設定

デジタル設定：上記範囲内にて1mm/minステップ

クロスヘッド速度と試験力容量

全速度範囲にて最大荷重容量まで試験可能

クロスヘッドリターン速度選択設定（3速：10、100、300mm/min）

500Nロードセル使用時

0.2% F.S

50Nロードセル使用時

̶

500Nロードセル使用時

0.1N

50Nロードセル使用時

̶

500N〜50Ｎ： 0.2% F.S

5N〜： 0.1N以内

5N〜： 0.1N以内

50Ｎ〜5N：指示値の 2%

試験力測定精度

試験力表示分解能

500N〜50Ｎ： 0.2% F.S

50Ｎ〜5N：指示値の 2%
50N〜5Ｎ： 0.2% F.S

̶

5Ｎ〜0.5N：指示値の 2%
0.5N〜： 0.01N以内

0.01N（100Nを越えた場合0.1N表示）
̶試験力校正0.001N（10Nを越えた場合0.01N表示）

オートゼロ機能（キャリブレーション不要）

変位表示

000.0mm（最小0.1mm）

00.00mm（最小0.01mm：100mm以上は0.1mm表示）

MCT-Logger

MSAT-Lite

付属ソフトウエア

1. 上下限位置2点のストロークリミッタ
安全機構

2. オーバロードリミッタ（ロードセル定格の105％を越えると自動停止）
3. 非常停止スイッチ

寸法（幅╳奥行き╳高さ）

250╳408╳711mm

質量18kg17kg

電源AC90〜240V

1φ50/60Hz

消費電力

90 W

環境条件

温度：5〜40℃、湿度：20〜80%RH

推奨環境

温度：23 2℃、湿度：50 10%RH

標準付属品

取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア（CD-ROM）、USBケーブル

本体価格（税抜）

左記の他50N用ロードセル￥500,000￥375,000￥650,000＊1 標準平行締付型ジョウ使用時 ＊2 無負荷時

外形寸法図

単位：mm

2-M8深サ16
試験中心3-M6深サ166010483711636073136AB

基盤上面図

104（基盤幅）

123B250405

安全上のご注意本社：〒1 7 0 - 0 0 1 3 東 京 都 豊 島 区 東 池 袋 3 丁 目 2 3 番 1 4 号
TEL.03-5391-6128（直） FAX.03-5391-6129
TEL.011-251-2753（代） FAX.011-251-2759
TEL.022-211-8051（代） FAX.022-211-8052
TEL.028-610-0377（代） FAX.028-633-2166
TEL.048-592-3111（代） FAX.048-592-3117
TEL.045-476-5231（代） FAX.045-476-5232
TEL.054-286-2880（代） FAX.054-286-2955
TEL.052-726-8760（代） FAX.052-726-8769
TEL.06-7668-3900（代） FAX.06-7668-3901
TEL.082-233-0611（代） FAX.082-233-7058
TEL.092-441-6715（代） FAX.092-411-2815■ 札 幌 出 張 所■ 仙 台 営 業 所■宇都宮営業所■東京北営業所■東京南営業所■ 静 岡 営 業 所■名古屋営業所■ 大 阪 営 業 所■ 広 島 営 業 所■ 福 岡 営 業 所

https://www.aandd.co.jp

MCT-1150

MIN 100、MAX 500
ストローク 400mm

MCT-2150
MCT-2150W

MIN 100、MAX 470
ストローク 370mm●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166
Windows、Windows Vista、Excel、Wordは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

※ 本カタログは事業者向けです。

● 本カタログの内容は2021年 5月 現在のものです。
＊MCT-ADJC-15-PR10-21505GP