当社は株式会社SCREENホールディングスのグループ企業です。

ご 注 文 方 法 ま た は 製 品 に 関 す る ご 質 問 な ど 詳 し くは、（株）AFIテクノロジー ELESTA事業部までお問い合わせください。
TEL:06-6360-9010

株式会社AFIテクノロジー
大阪事業所〒530-0047 大阪市北区西天満 6-7-2 SRビル梅新 2F

TEL : 06-6360-9010

FAX : 06-6360-9063

このカタログの記載内容は2023年4月現在のものです。

AFIテクノロジー
ht tps://aﬁ.co.jp/

Mail: customer̲support@aﬁ.co.jp

お問い合わせ先『C F Uを見ること』
がない次世代へでマイクロ流路・電極を用いた革新的電気フィルタ技術「AMATAR 」
食品検査・臨床検査・バイオ研究に貢献します

微生物汚染リスクモニタリングシステム
Rapid detection system for microbial contamination risk monitoring

PixeeMo®

AOAC-PTM 認証ナンバー 012002 号

AFI の独自技術 “AMATAR®” はAMATAR
ロゴ

電気計測、流体制御を活用した革新的フィルタ技術です「ELESTA PixeeMo®
（エレスタ ピクシーモ）」は、まったく新しい微生物迅速検査装置です。蛍光染色やATPを利用しない唯一の非培養迅速検査法で、最短5分で定量的に微生物を検出します。

現在、非培養の迅速検査法として、主に蛍光染色法やATP法が利用

AMATAR®の仕組みされています。
これらの手法は微生物に対して高感度に反応します。

FLOW

分離+捕捉

不純物

細胞・微生物解析+測定度の微生物を短時間に検出することは難しいとされてきました。
AFI が提供する AMATAR® は 、電気特性解析およびマイクロ流体制御という、既存の迅速検査法にはなかった原理を導入した分離技術であり、これまでノイズ要素とされてきた多量のサンプル成分の中から、各成分粒子と微生物の生菌を、電気特性と流体制御により分離し、微生物の生菌を電極フィルターに捕捉します。ており、多くは現行の迅速検査法において微生物同様に反応してしまうため、検査時の大きな " ノイズ " となります。
このことから、低濃印加 ON で分離細胞培養液・食品・飲料・化粧品中のしかし、実際の食品や化粧品サンプルには多種多様な成分が含まれ電流体制御技術

混在する微生物をラベルフリーで高感度に検出することができます。

極

電極によって形成される不均一な電界内で細胞は特定の周波数帯に応答して移動

電気計測技術

これこそ、AMATAR® が「革新的フィルタ技術」と言われる理由であり、最大の強みです。

各機能の特徴微生物の生菌が捕捉された画像を自動で解析・測定し、1ml 中の生菌数を算出します。測定結果はすべてのパラメー
ター 情 報とともにシステムに記 録されます。

濃縮+回収「ELESTA PixeeMo®」は、非侵襲・非標識で微生物を電気フィルタに捕捉し続け、HIROX 社製ズームレンズを搭載し、光学ズームのレベルと解像度を圧倒的に向上させました。

精度の高い微粒子の分離を実現する為に、送液機構の安定性を強化しました。

よりスムーズにピント調 整を行えるよう、XYZ 軸の操作性能を向上させました。

多量な術 AMATAR TM により、独自技術
サンプル成 分の中に混 在する微 生物をラベルフリーで高感度に検出します。

S.aureus

Yeast
（酵母）

捕捉された微生物の観察画像例

集積した後に専用バッファで回収することができます。VNCや死菌など培養できない微生物の研究にも適しています。

特許第6171124等

E.coli（大腸菌）

B.cereus（セレウス菌）（黄色ブドウ球菌）

注：特定の微生物を定性的に検出するものではありません。
12

PixeeMo の設置例と操作手順
エレスタ

®

ピクシーモ

操作は簡単
３ステップで検査開始

エレスタ ピクシーモ

サンプル（1mL・10mL シリンジ）
エレスタバッファ

エレスタ専用の緩衝液です。
対象となる微生物の捕捉率を安定させるために使用します。
段階希釈や遠心沈降・上清置換に使用してください。

廃液カップ

エレスタプレートを装着

廃液カップを装着

シリンジを接続

エレスタプレートをステージに装着します

廃液カップをエレスタプレートの廃液ポートに接続します

サンプルが入ったシリンジをセットし、レバーを下げます

エレスタカウンター

A M ATA R ® を搭 載した微 生 物モニタリング装置です。サンプル
中 に混 在 する微 量 の 微 生 物 を高精度で分離・捕捉することができます。

エレスタプレートに捕捉された微生物数を、独自の画像解析技術を用いて自動計測するソフトウェアです。分析結果および検査に関する分析情報（周波数、電圧、流量および計測日）
は、PDF形式で出力することができます。

エレスタ専用の消耗品です。
廃液ポートに接続し、送液されたサンプルを回収します。

遠心機
サンプルの種類によって併用します。

SINGLEUSE ON

LY※付属品ではありません。
別途ご購入ください。

エレスタバッファ

サンプル

テーブルサイズ約1200 mm

廃液カップ注）テーブル設備は周辺環境の振動により装置に揺れが伝わることの無い場所や適切な強度があることを事前にご確認ください。

幅 1200mm 奥行き 600mmエレスタカウンターの使用手順

AMATAR®

測定条件の入力

マイクロ流路・電極を用いた高分離・濃縮フィルタ技術。
静電気的な力と流体から受ける力を制御して分離物体に自動計測
レポート出力

より電気特性が異なることを利用してスリットに捕捉

不純物

検査日： / /エレスタプレート細胞・微生物

商品名：＿＿＿＿＿＿＿＿ ロット＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
CH1 周波数（kHz）

CH1 電圧 (V)CH1 電圧印加時間 ( 分・秒 ) CH1 送液速度 (mL/min)
CH2 周波数（kHz）

印加 ON で分離

印加 OFF

印加 ON
電極

細胞・微生物電

CH2 電圧 (V)CH2 電圧印加時間 ( 分・秒 )不純物

CH2 送液速度 (mL/min)

総送液量（ｍL）

対象送液量（ｍL）

撮影枚数

使用レシピ

総菌数（cells）

希釈倍率（倍）捕捉率（%）

補正捕捉菌数（cells）

サンプル専用に、測定条件を登録します
解析された画像中の微生物を自動カウントします極※イメージ図になります。

計測データや写真を設定条件とともにシステムに記録し、レポート出力可能です
34

運用方法

納品後のサポート体制
生菌数のモニタリング

製造工程内衛生管理で出荷判定の迅速化に乳酸菌等の発酵工程内品質確認の迅速化に

お電話でのお問い合わせ

06-6360-9010

固定電話

9:00〜17:30

受付時間

PCR阻害物質の多いサンプルの精製前処理に生菌の精製・濃縮回収

ノイズ成分の多いサンプルのNGS解析の精製前処理にELESTA PixeeMo®スペックシート
区

蛍光染色を用いない分離計測方法であるため、自家蛍光の成分を含む検体でも影響なく総菌数を計測できる活用事例
HACCP方式（12:00〜13:00も受け付けております）※土日、祝日振替休日を除く分

情本体サイズ・重量

項

目

内サイズ

幅 350

重量20.5kg

奥行 290容

使用電源

AC100V 10V：50 / 60Hz

消費電力30W「ELESTA PixeeMo ®」は培養時間、培地の種類を問わず、わずか数十分で生菌数を定量的に検出するため、これからの微生物制御に最適です。

出力特性

送液特性

継続的な管理項目のモニタリングと記録が必要になります。

工程例
原料受入

下処理

加熱

冷

却

包装

出荷顕微鏡部（牛乳の場合）中間製品の菌数定量モニタリング（迅速法）

包装前製品の菌数定量モニタリング

約20抜 取 検 査

原料受入時の菌数定量モニタリング

min

工程検査で安全を確認しながら、製造2日から3日・製品ロスが減った
・安全性の向上
・安定した製品の製造（検出下限値10 2 cells/gの場合）

10 〜 10,000kHz

出力電圧範囲

0.5 〜 20.0Vpp

分解能1 Vpp（0.1Vppステップ）

適合シリンジ

1 mL および 10 mL範囲

1 〜 250 uL/min @1 mL シリンジ
5 〜 500 uL/min @10 mLシリンジ

画素数

1000万画素最大解像度

3856 2764 ピクセル

素子1/2.3 インチカラー CMOS センサ

フレームレート9 fps 以上

観察方式

明視野ズームレンズ

x140 〜 1400

※2Windows10 Pro（64bit）
モニター・キーボード・マウス付※3※1

規定のシリンジ以外は使用出来ません。

※3

付属のモニターのサイズにつきましては、予告なく変更する場合があります。

Cマウント対応同軸落射ズームレンズにて、対物レンズ

考※110倍の調整が可能です。付属の対物レンズ以外をご希望の場合、製造元にご相談ください。

設置条件
本製品は下記に示す条件下で設置してください。

導入フロー
1

周波数範囲

付属 PC

※2

備

高さ 490mm

捕捉対象に与えるストレスが最小限であることから、捕捉した菌を回収し、培養して検証することもできる

撮像素子
または撮影機能または撮像部

ELESTA
PixeeMo®
活用法

報◆ 安定した電源供給（AC100V 10V）がされること。
◆ 直射日光やエアコン等の風の影響を受けないこと。

234

アンケート

サンプル
提供

特性評価
試験

打ち合わせ

現状把握をするため、アンケートを送付頂きます

お客様が検査を希望するサンプルを送付頂きます

サンプル特性評価試験を無償で実施し、Pixee M oで検査できるか確認いたします

特 性 評 価 試 験の結 果を元にお客様の採用条件(検収条件)をお伺いします

87

納 品

再現性の確認

ご採用の意思表示を頂きましたら、納 品までのスケジューリングを行い、ご希望の設置場所に据付納品いたします

当社大阪事業所にて、確立したプロトコルのデモンストレーションを行い、再現性を確認して頂きます

DEMO

6

CLEAR

5

検収条件
達成

最適化
試験

採用条件をクリアしたプロトコルの報告書をご提出し、ご説明を行います

採用条 件を達 成する為のプロトコルを確 立する
有 償 試 験をご提 案し、実 施いたします◆ 高温多湿を避けること。
◆ 振動や揺れがない安定した台に設置すること。

ご注文情報
商品名品番内容ELESTA PixeeMo® 本体

ELS-004

専用 PC + モニター付

エレスタカウンター

ELS001S

専用ソフトウエア

エレスタプレート

ELP1503枚/箱

エレスタバッファ

ELB100N

1000mL

ELD002A

エレスタプレート 3 枚 ２箱
エレスタバッファ 1000mL 1 本
廃液カップ
100 個 1 箱
導電率計（推奨品） 1 台
シリンジ（推奨品） 10mL 100本 1箱
遠沈管（推奨品）
50mL 25 本 1 袋

スターターセット

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
56

当社は株式会社SCREENホールディングスのグループ企業です。

ご 注 文 方 法 ま た は 製 品 に 関 す る ご 質 問 な ど 詳 し くは、（株）AFIテクノロジー ELESTA事業部までお問い合わせください。
TEL:06-6360-9010

株式会社AFIテクノロジー
大阪事業所〒530-0047 大阪市北区西天満 6-7-2 SRビル梅新 2F

TEL : 06-6360-9010

FAX : 06-6360-9063

このカタログの記載内容は2023年4月現在のものです。

AFIテクノロジー
ht tps://aﬁ.co.jp/

Mail: customer̲support@aﬁ.co.jp

お問い合わせ先『C F Uを見ること』
がない次世代へ