FBNews No.567（'24.3.1発行）

Photo Chiaki Sawai

Index
OMOTENASHI 探査機より届いた「D-Space」からの深宇宙線量情報…………………………永松愛子

1

ICRP2023（第 7 回放射線防護体系に関する国際シンポジウム）開催報告………神田玲子・川口勇生

6〔コラム〕63th Column【YouTubeでがん情報】… ……………………………………中川恵一

11

ラディエーションモニタリングセンター青森
測定ライン複線化の紹介…………………………………………………

12

［書評］
「逆引きDICOM Book」「逆引きDICOM Book Plus」… ……………………………鈴木真人

17〔サービス部門からのお願い〕
ご使用者の変更連絡はお早めに…………………………………………

19

＊誌名の
「FBNews」
は、弊社が行っていた「フイルムバッジ（FB）」
による個人線量測定サービスに由来しています。

FBNews No.567（'24.3.1発行）

OMOTENASHI 探査機より届いた「D-Space」からの深宇宙線量情報
永松
1 ．はじめに
D-Spaceは、2022年11月16日に、大型ロケットNASA SLS（Space Launch System） 1 号
機「Artemis Ⅰ」（有人月面探査計画「Artemis」
最初のミッションにおける、SLS新型ロケットと有人宇宙船「オリオン」の無人飛行試験機会）によって打ち上げられた日本の超小型月探査機OMOTENASHI（Outstanding MOon
exploration TEchnologies demonstrated by
NAno Semi-Hard Impactor）側面に搭載された超小型能動型宇宙放射線線量計である。日
本として初めて地磁気圏外の被ばく線量を測定する機会となった、OMOTENASHI探査機打上げ当日の地磁気圏外の宇宙放射線環境計測結果について、開発経緯とともにご紹介する。
本開発成果をもとに、D-Spaceは2025年以降に打上げ予定の月近傍拠点Gatewayを含むArtemis月面着陸有人探査計画にも搭載が決定しており、Gateway HALOモジュール船内の宇宙放射線環境評価のための国際共同ミッション計画についても述べる。

2 ．超小型能動型宇宙放射線線量計「D-Space」
D-Spaceは、産業技術総合研究所（AIST）が開発 1 ）、株式会社千代田テクノルが製品化した個人向けおよび環境計測用線量計「Dシャトル」（23g、68（L）×32（W）×14（T）㎜）
を、宇宙航空研究開発機構（ JAXA）と産業

愛子＊

技術総合研究所の共同研究により、宇宙放射線（太陽粒子線および銀河宇宙線を構成する荷電粒子）計測用の「超小型ポータブルアラームメータ」として改修・開発した超小型能動型宇宙放射線線量計である。
D-シャトルは、もともと2011年 3 月の東日
本大震災による福島第一原子力発電所事故に対応し、装着負担が少なく、日々の被ばく量を年単位で電池交換なしで記録・表示できる線量計として開発がされた 1 ）。
2012年のつくば市 生活環境部環境保全課による放射線積算線量計の貸し出し事業に応募し、線量計の仕様や可搬性を確認し、複数の個人線量計候補の比較評価試験を経て、2015年から民間月面探査プロジェクト用ローバーへの搭載およびArtemis計画に搭載する月遷移軌道の宇宙放射線環境計測をするための線量計開発を開始した。
D-シャトルはガンマ線を主な測定対象として開発されているため、超小型能動型宇宙放射線線量計D-Space（Fig. 1 ）では、LET（線エネルギー付与）領域が広範囲（0.2～数百keV/㎛）に渡る宇宙放射線の構成粒子に対Fig. 1 O
 MOTENASHI 探査機側面搭載D-Space
線量計＊ Aiko NAGAMATSU 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 宇宙探査イノベーションハブ 参事・研究領域リーダー

1

FBNews No.567（'24.3.1発行）

して感度を持たせる必要がある。
宇宙機搭載にあたり、D-Space線量計のセンサ部回路、サンプリング間隔、バイナリデータフォーマットのカスタマイズ、データ読取用光シリアル通信部の改修、ファームウエア等のFig. 2 閾 値の異なるD-Space タイプＡ、Ｂの特性改変を行った。センサ部の基板抵抗の変更により、閾値電圧を変えたSi Pinフォトダイオードを持つ、 2 種類のD-Spaceを搭載した。宇宙3 ．OMOTENASHI への搭載とArtemis計
放射線の陽子（低LET領域、Fig. 2 のタイプＡ）
画の最初の打上げ（ArtemisⅠ）と銀河宇宙線（高LET領域、Fig. 2 のタイプＢ）
ArtemisⅠの相乗CubeSatとして、6Uサイズを測定する 2 種類のD-Spaceセンサ部のSi PIN（質量12.6 ㎏、6Uサイズ）11-14）のOMOTENASHI
ダイオードを放射線が通過した際に流れる微探査機の搭載採択が2016年 4 月になされた。
弱電流を増幅して信号とし、その信号がある
その採択条件として、「科学的および技術的目特定の閾値を超えた際のカウントレート＝単位的が将来の有人探査を推進するのに役立つも時間あたりのカウント数をダウンリンクし、 1のであること」がミッション提案に要求されて分ごとの吸収線量率（単位時間あたりの吸収いた。OMOTENASHI 探 査 機 の 唯 一 の サイ線量）を算出することとした。
エンス機器として、D-Space線量計が探査機側
また、SLSロケットの安全制約により、もと面パネルの内側に搭載されることとなり、宇宙もとD-シャトルが使用していたコイン型電池か飛行士がどれくらい被ばくするのか、何日間ら、探査機電源駆動（探査機電源は、打上げ月面に滞在できるのかを直接計測できる機会
時には 3 重のスイッチによりオフ状態）に電源となった（Fig. 3 ）。これまで日本では、スペーを切り替える改修も行っている。
スシャトルや国際 宇宙ステーション（ISS：閾値の異なる 2 種類のD-Spaceは、QST放International Space Station）が飛行する地球射線医学総合研究所（現・放射線医学研究所）の重粒子加速器HIMAC（高LETのＨ、Ｃ、Si、 近傍（地磁気圏内の低軌道350～400 km前後）に限られた宇宙放射線環境計測（被ばく線量Fe）および青森県量子科学センターサイクロ計測）の経験しかなく15）、ArtemisⅠは地磁気
トロン（低LETのＨ）により、陽子・重粒子に圏外の被ばく線量データを取得できる貴重な対する線量特性線エネルギー付与（LET）に
2-9）。Fig. 2機会となった。
対する応答特性等を評価しているのタイプＢの検出器は、約10keV/㎛前後に閾
2022年11月16日15時47分（日本標準時）、値を持つ特性であることをあらかじめ評価しケネディ宇宙センター39B射点から打ち上げらている。
れたSLSロケットは、OMOTENASHI 探査機
また、タイプＡ、Ｂともに、D-Spaceのカウントおよびセンサ部への照射試験中の入射粒子個数について、受動型線量計PADLES 10） の固体
飛跡検出器および照射位置に設置したプラスチックシンチレータのOMOTENASHI CAD図
カウント値とともに線形応答や入OMOTENASHI衛星フライトモデル
丸内がD-Space
射角度依存性等の確認を行い、得Fig. 3 OMOTENASHI 探 査 機 上 のD-Space線 量 計 搭 載 位 置られた応答特性を線量算定に反映（左）OMOTENASHI 実機させた。
（右）OMOTENASHI およびD-Spaceの3Dモデル
2

FBNews No.567（'24.3.1発行）を含む10機の相乗り衛星を順次分離し、同日19時30分にはOMOTENASHI 探査機の分離がされたと推定されている。
OMOTENASHI 探査機は、打上げ当日はマドリード（スペイン）とゴールドストーン（米国）の運用局のアンテナを使って交信を行い、OMOTENASHI 探査機が観測した様々なデータをテレメトリとして符号化・変調して同様に電波を使用して地球に送信する予定であった。OMOTENASHI 探査機分離の30分後（同日20時）に、マドリード運用局からのD-Spaceのテレメトリデータ受信が始まった。
D-Spaceは、運用中、1 分 1 点（ 1 日1,440点）のタイプＡおよびタイプＢ線量計のカウントデータをテレメトリデータとして転送し、テレメトリ間隔ごとに取得することができる。
OMOTENASHI 探査機は、ロケットからの分離後、探査機自体の予期せぬ回転により、太陽電池による発電および通信確立ができず、分離直後の探査機バッテリー駆動可能な「38分間」のD-Spaceの観測データのみの受信となった 16）。とはいえ、民生部品をもとに開発したD-Spaceの宇宙機実証がなされた瞬間であり、このデータが日本が獲得した初めての深宇宙線量情報である。 4 項で後述するとおり、あらかじめ評価したOMOTENASHI 探査機の被ばく線量のシミュレーション評価をもとに、テレメトリデータの妥当性が評価できたときは、OMOTENASHI 探査機の動向を大変心配しつつも非常に安堵した。
2 種類のD-Spaceの 1 分毎の観測データは、時間経過とともにほぼ比例して値が増えており、38分間の宇宙放射線環境に大きな変動なかったことを示す（Fig. 4 ）。アメリカ海洋大気庁NOAAが搭載・運用する静止軌道気象衛星GOESからの陽子フラックスに関する観測情報によると、打上げからOMOTENASHI探査機のデータ観測時まで、静止軌道におけるエネルギーが10 MeV以上のプロトン粒子フラックス［particles / cm2 / s / sr］は静穏レベルで推移しており、打上げ当日の太陽活動の観測状況ともよく一致している。
3Fig. 4

D-Space#14は、 全 荷 電 粒 子（ 陽 子 と銀河宇宙線の重粒子の合計、Fig.2A）、#94は 閾 値 以 上 の 高 エ ネ ル ギ ー 粒 子（銀河宇宙線の重粒子、Fig.2B）を計測。
D-Spaceの地球磁気圏外における陽子と銀河宇宙線の実測上での寄与・比率を示す。

4 ．地磁気圏外の線量予測とOMOTENASHI探査機での実測比較
OMOTENASHI 探査機およびD-Spaceの形状、質量、構成コンポーネントおよび材料を90 %程度まで反映できたPHITS用3Dモデルを用いて、打上げ当日の宇宙放射線環境を再現した放射線挙動計算コードPHITS（Particleand Heavy Ion Transport code System）による地磁気圏外の宇宙放射線の挙動解析を行い、OMOTENASHI 探査機上のD-Space線量計に対する荷電粒子の検出効率を評価・補正し、最終的な線量算定を行った。2 式の検出器のセンサ中心部からの平均遮蔽厚は、それぞれ11 g/cm2で、ISS日本実験モジュール「きぼう」船内と比較すると 1/3 程度の遮蔽環境である。
シミュレーション評価にあたり、導入する宇宙線モデル（太陽活動極小期、過去の太陽フレアワーストケース）と太陽活動による宇宙線フラックス変化（OMOTENASHI が 運用した年2022年の最大/最小ケース）を考慮した線源条件でも評価した。OMOTENSHI 探査機から送られたテレメトリデータからのカウント値を照射試験による特性評価結果をもとに線量補FBNews No.567（'24.3.1発行）

正し、搭載環境を模擬したPHITSシミュレーション評価結果を組み合わせた近似により、軌道上の被ばく線量の算定を行った。Fig. 5 に示す通り、テレメトリデータと検出効率を考慮したD-Spaceの線量算定結果（実測）と、OMOTENASHI 探査機の放射線環境を模擬したシミュレーションでの被ばく線量の予測結果では、10%以内で線量が一致している16-18）。

Fig. 5 O
 MOTENASHI探査機に搭載したD-Spaceの予測評価と実測評価 16-18）。
D -Spaceは 2 個搭載しているため、探査機上の位置の違いによる予測結果を各条
件 2 点示す。参照：遮蔽環境および太陽活動が異なるが、ISS「きぼう」
船内の吸収線量の比較。いずれも太陽活動が静穏時期の計測結果を示す。

5 ．おわりにNASA ArtemisⅠ号機の相乗り衛星OMOTENASHI 探査機に搭載されたD-Space線量計を用いて、日本初の月周辺環境の宇宙放射線計測（太陽活動が静穏レベルの時期）を行った。宇宙放射線は地球の磁場によって遮蔽されるため、有人月探査や火星探査の際には、低高度地球周回軌道を飛翔する国際宇宙ステーションより被ばく線量の厳しい環境が想定され、OMOTENASHIの計測結果はそれを裏付ける結果となった。打上げ当日は太陽活動が静穏時であったが、今後、長期の地磁気圏外観測により、太陽フレア発生時などの観測が継続できることで、地球磁気圏外での宇宙放射線環境に関する知見が高まることが期待される。また、宇宙線モデル・太陽活動による宇宙線フラックス変化、宇宙機構造をよく反映した線量評価を行うことで、地磁気圏外での精度の高い線量予測技術の獲得も実証することができた。
月遷移軌道の被ばく線量計測の結果や当日の太陽活動を反映した被ばく線量予測技術は、今後の月面有人探査活動における被ばくや放射線影響の低減、放射線防護技術・遮蔽設計において、極めて重要なキー技術である。
OMOTENASHI 探査機は月面着陸もミッション目的としていたため、打上げ当日の運用異常後は月フライバイに向けた定期的な制御コマンドの送信や、太陽電池に太陽光が当たり始める解析時期での運用再開と各種搭載装置の性能確認を試みたが、復旧運用には至らなかった。OMOTENASHI 探査機の開発打上げから機能確認、D-Space観測機器の軌道上実証までのミニマムサクセスは達成できたものの、実施できなかった月面着陸と運用以上の原因究明過程は、次の国内外の超小型探査機への開発のための貴重な獲得技術となった。
OMOTENASHIミッションで得られたDSpaceの開発成果は、月・火星探査に向けた宇宙飛行士の個人被ばく線量やライフサイエンス実験の個々の生物試料の放射線生物影響を定量的に評価するための、リアルタイムデータ取得ができる、数十gオーダーの超小型線量計への利用にも期待されている。
D-Spaceは、ESA/NASA/JAXAでの国際協力により、2025年以降に打上げ予定のGateway
HALO船内の宇宙放射線環境評価のための国際共同ミッション（IDA：Internal DosimeterArray）計画への搭載が決定している19-21）。ISSに長 年 搭 載 実 績を持 つPADLES線 量 計もDSpace線量計内に組み込んで搭載される予定
で、月周回軌道の宇宙放射線環境を評価するために必要な物理量計測量、宇宙飛行士の被ばく管理等に必要な被ばく線量計測評価を行う計画である。現在、Gateway搭載用D-Spaceのエンジニアリングモデル開発が進み、搭載
4

FBNews No.567（'24.3.1発行）

11）

1 21）

謝

辞

行発

発eNN

発1

参考文献
発67447 452 2 1発
発 （2 17）3）（2 17）

4）
5）

発発6）
7）
e（2 21））7）（2 23）

67
21 21（2 23）
1 ）oNsseoos ew
eoe（ eos e e） oe
1ew
e os seooo
2 22 No （2.
22）
2 ）
ew
e
発
7（）
（2 23）
21）
ew （）
ssse.
.
ews
e3547.

著者プロフィール
発（2 1 ）

1N

（2 1 ）
発ew
発（Ne7e（2 21）

発

5（行）

6Ne6（2 21））N 2 5 2 61No.4 2 21 11
7s www. s s.
.
ee e o e o 12.
1 ） .Ns.
.
o .
.
.
weoo ooe e s 17 o 22 seeseeeo eo.
e s e e s54 3（2 13）

5oo e. . N o eooNFeee. No.
1 .11.2 1 .2 2331112）
ssoo e. . eoeooeN2 2213）
sso o e . . e eo e oeooeN
17 3.2 .12 2eeo14）
ssoo e. .
oeo oeooeN2 2315） os FwoNsss e. .
eo Boooe Bo ees
2 22 2 47 32 6.
o 1 .1155 2 2 47 32 6. e o e o （2 2 ）.
16）発（2 23 6 27 ）swww. e . o.
es
2 5s 1423 127.
17）

1 ）

N2）

seNee1）s（発発ooew）

発発）
発ewese2 2（ oFBNews No.567（'24.3.1発行）

ICRP2023（第 7 回放射線防護体系に関する国際シンポジウム）開催報告
神田
2 23玲子＊1・川口勇生＊212 2
1354行（2 13 ））

行
（2 15 ）
（2 1 ）
1）（2 17（2 222 15発（）
3行

2 23

（1 ．ICRPシンポジウムについてswww.

.o ）2 ．ICRP2023開催準備（）
2 22 7行行））

行
2 11
12e os oN

発（（発6FBNews No.567（'24.3.1発行）

2 21
2 211行
2 22

2 21

行

11

2 15

2 21

2 17
2 1

2 21 1

3 ．ICRP2021+1 からのフィードバック行
2 21 1（行発）
e os e

行

行
発

2 23

行

2 23
2 23発行

行
2 23

2 23
2 23行
行
行

2 21 1

2 23
2 23
発
e e（）

4 ．プログラム
2 23

行
2267eeeose（ e e77e oee . 2 21）

o sFoe sFBNews No.567（'24.3.1発行）

oeseooo soo e o .（e s s eoe e. 2 21）

5 ．サテライトイベント
2 23

2 23
行
ooeeeooo oBe o）

e

2 21 1o（12 23行
行

6 ．若手研究者
2 23（2 21 1）

eo s

2 23
行

o s（図 1 ）
（）

行
発発
発

発発発

1
図1

Cousin賞の最終候補者の表彰式
Gala dinner内で行われた

FBNews No.567（'24.3.1発行）

7 ．参加登録と発表登録
2 25
2 23 we s e 2 23発（図 2 ）35発

8 ．食事等5行
65ee発（図 3 ）274537（76 ）発発55

275発111発
図 3 ICRP2023初日に開催されたウェルカムレ
セプション

e
2 17
2 1
2 21 1
2 23
図2

ICRP2023、影響学会、保健物理学会のポスターが掲示された会場風景（図 4 ）eFBNews No.567（'24.3.1発行）

図49 ．運Gara dinnerで行われた鏡開きと氷の彫刻

営

参加登録や運営については国際会議運営業者に委託しており、参加登録時及び会場運営については、大きな問題は起こらなかった。
一点だけポスターボードについては、当初のボードでは掲示時に複数枚倒れてしまうということが起こったため、 1 日目終了後に急遽ボードの入れ替えを行い、参加者の安全性の確保に努めた。
昼食については、配布場所を 2 箇所で人数をかけて配布できるように努め、想定よりも短時間で配布することができた。一方で、食事場所については参加者が多くなってしまったため急遽空いている会議室を手配したが、案内が至らずテーブルが十分ではない状況となり、参加者に不便をかけることとなった。
最終的に大きなトラブルもなく、ICRP2023を終了することができた。終了後、ICRP委員などから、運営や会場について満足であるとの感想をいただいたため、シンポジウム運営は成功したのではないかと考えている。
これは、藤田氏と安宗氏という 2 代にわたる ICRP科学秘書官補佐の献身的な働きによるところが大きい。 3 年間、ホスト機関の「裏方」である我々（図 5 ）に並走し、助けてくれた両者に心から感謝したい（図 6 ）。

図5

ICRP2023終了直後の晴れやかな「裏方」の様子

図6

 ühmICRP委員長と談笑する安宗氏、R
藤田氏と筆者

10．謝辞本シンポジウムは㈱千代田テクノルより寄付をいただき開催した。ここに御礼申し上げる。
第 7 回ICRP国際シンポジウム“ICRP2023”全プログラム
https://icrp2023.jp/wp-content/
uploads/2023/11/ICRP2023_
FullProgramme-v3_DIGITAL.pdf

10

FBNews No.567（'24.3.1発行）

コラム

63thColumn

中川YouTubeでがん情報
インターネットやスマートフォンの普及により、様々な情報が簡単に入手できるようになっています。がんについても、ネットは重要な情報源ですが、科学的根拠のない内容も氾濫し、本当に正しい情報を取捨選択して手に入れることが難しい時代になっています。私自身も、インターネットによって誤った情報を信じ込み、命を落とした患者を数多く見てきました。
2023年 8 月、グーグル傘下の動画投稿サイト「YouTube」は、誤ったがん治療に関する動画の削除を開始したと発表しました。
YouTubeは以前から、人権侵害につながる情報や、新型コロナのワクチンなどに関する誤った医療情報などを削除の対象にしてきました。がんに関しては「世界的に最も多い死因の一つで、誤った情報が広がりやすい」
として新たに誤情報削除の対象に加えました。
削除の対象として、「ニンニクでがんが治る」、「放射線治療の代わりにビタミンＣを摂取しよう」といった例が示されています。患者を誤情報から守るという観点では高く評価したいと思います。
私が議長を務める、厚労省の国家プロジェ
クト「がん対策推進企業アクション」でも、ホームページやメールマガジンなどを通じた情報発信を行い、職場でのがん対策の啓発活動を行っています。

11

恵一

東京大学医学部附属病院

とりわけ、「科学的根拠に基づいた、がんに関する正しい情報発信」や、「ヘルスリテラシーの向上」を目的として配信しているYouTube
動画コンテンツが好評で、2020年10月の配信開始以来、すでに50ものタイトルが公開され、総再生数は30万回を突破しています。
なかでも「放射線治療の体への負担と治療費は？日本ではなぜ知られていない？」のタイ
トルは単体で 5 万回以上も再生されています。
欧米と比べて日本では普及が遅れている放射線治療にも注目が集まっていることもうかがえます。
最近では「視聴者からの質問編」や、「がんサバイバーとの対談編」などを展開し、ごく身近にある話題から、医療者とのコミュニケーションの方法など、様々なコンテンツを配信しています。
今後は、「がんに関する誤解、迷信」についても発信していく予定です。
「企業アクション」で検索すれば誰でも閲覧することができます。 1 本あたり 3 ～ 5 分の動画に編集されていますから、通勤時間にスマートフォンで手軽に視聴できる内容です。
興味がありそうなタイトルだけでも、ぜひ一度視聴してみてください。放射線治療への理解も間違いなく進みます。
●

がん対策推進企業アクションhttps://www.gankenshin50.
mhlw.go.jp/movie/index.html

FBNews No.567（'24.3.1発行）

ラディエーションモニタリングセンター青森
測定ライン複線化の紹介
ラディエーションモニタリングセンター青森（センター長渡邊哲也）

6（2 1）

行

発

1◎ガラスバッジの構造
図1（）

図1

ガラスバッジの構造

12

FBNews No.567（'24.3.1発行）

32（）
3◎測定ラインのご紹介
行

図2

図2

測定ラインの工程と使用する装置☆受付工程（測定前処理）（13）

FBNews No.567（'24.3.1発行）

シュリンクフィルム剥離装置

13（）

3行

☆測定工程
行
3行

（）
314

FBNews No.567（'24.3.1発行）

（）
13（）

行

発行
☆測定後工程（（36115）

行

（）

行）

FBNews No.567（'24.3.1発行）

（）
（）

3行
（）

行

行
（）

増設前

増設後

図3

測定ラインの増強

16

FBNews No.567（'24.3.1発行）

本書 2 冊「逆引きDICOM Book」「逆引きDICOM Book Plus」は共に医療科学社から出版されている技術書で、 2 冊とも量子科学技術研究開発機構（量子研/QST：https://www.
qst.go.jp/）の奥田保男先生が監修したものである。
前者は2014年11月に発刊され、Q＆Aの形式でまとめられていてAを主に一般社団法人日本画像医療システム工業会（JIRA）医用システム部会DICOM委員会が執筆している。本書は医用機器の通信手順であるDICOMに関する入門書として奥田先生から提案され、DICOM委員会が協力して完成したもので、なにもわからない初心者の聞いたら恥ずかしいと思えるＱ（?）も多く含まれている。 本書はこの手の本の第 1 弾として発刊されたもので、DICOMの関連する技術分野全般にわたって広く言及している。
目

17

次

1 ．DICOM… …………………………

1

9 ．印刷・出力… …………………… 69

2 ．RISとモダリティ…………………

7

10．可搬型外部媒体… ……………… 73

3 ．PACSとモダリティ……………… 13

11．ワークステーション… ………… 83

4 ．画像保存… ……………………… 25

12．レポート機能… ………………… 85

5 ．Viewer関連… …………………… 35

13．動画… …………………………… 91

6 ．Viewerで受信した画像と画像情報

14．治療… …………………………… 99の表示……………………………… 49

15．歯科… …………………………… 103

7 ．計測… …………………………… 59

16．線量管理… ……………………… 105

8 ．文字表示… ……………………… 63

17．DICOM規格のサービス………… 113

FBNews No.567（'24.3.1発行）

Boo
2発
Boo
Boos

6Boos
4
42 26発

212目

次

第1章

医療被ばく（DICOM委員会）…………………………………………

第2章

医用画像モニタ （モニタ診断システム委員会）…………………………… 29

第3章

セキュリティ（セキュリティ委員会）…………………………………… 63

第4章

レポート

（画像診断レポート委員会）……………………………… 81（1）

1

FBNews No.567（'24.3.1発行）

サービス部門からのお願い

ご使用者の変更連絡はお早めに平素より弊社のガラスバッジサービスをご利用くださいまして誠にありがとうございます。
年度替わりは、他の時期に比べて、ガラスバッジご使用者の変更手続きを多く受付けております。そのため、手続き完了までにお時間をいただく場合がございます。ガラスバッジご使用者に変更がございましたら、お早めにご連絡くださいますようお願い申し上げます。
なお、ガラスバッジご使用者の変更は、「ガラスバッジWebサービス」からお手続きが可能です。
（https://www.c-technol.co.jp/）「ガラスバッジWebサービス」の入力操作に関するお問合せは、弊社 線量計測事業本部（gbweb-toiawase@c-technol.co.jp）までお願いいたします。

＊「ご使用者変更連絡票」はこちらまでFAX送信をお願いいたします
測定センターFAX：０１２０－９９５－２０４（無料）

編集後記
o1

発（e））

Boo

発発発2（2 23

Boo11s発64
Boo（ .F.）

FBNews No.567
発行
2 24
発行

31発行
113 6 1
1 7 123 3252 23
F
3 52 7 3 7s www. eo . o.
－禁無断転載－1e

定価400円（本体364円）