LCR メータ IM3523, IM3533

LCR METER IM3523, IM3533

生産／研究・開発

用途で選べる LCR メータ
LCR メータ IM3523/IM3533/IM3533 -01 は、基本確度 ±0.05%、広範囲の測定周波数 1mHz（IM3523 は 40Hz）〜 200kHz、最速 2ms の高速測定、コンタクトチェック機能による信頼性の高い測定、巻線比や相互インダクタンスの測定など、従来製品よりも高性能・高機能を実現したコストパフォーマンスの高い測定器です。生産ラインから研究開発まで、各種用途に応じて機種を選択できます。

2

用途に応じて選択

LCR メータ新シリーズ登場！
■ セレクション
各機種の概要IM3533, IM3533-01

IM3523＊1

形名

用途欄中の◎○印は、ご用途への推奨状況を意味します。 ◎印は推奨用途です。

LCR メータ IM3523

LCR メータ IM3533 LCR メータ IM3533-01

研究・開発

用 途＊1 トランス・コイル生産
LCR 部品、生産
Z（インピーダンス [Ω]）Y（アドミタンス [S]）θ（位相角 [°]）
Rs（等価直列抵抗＝ ESR[Ω]）Rp（並列等価回路の抵抗 [Ω]）X（リアクタンス [Ω]）G（コンダクタンス [S]）B（サセプタンス [S]）Ls（直列等価回路のインダクタンス [H]）Lp（並列等価回路のインダクタンス [H]）Cs（直列等価回路の静電容量 [F]）Cp（並列等価回路の静電容量 [F]）Q（Q ファクタ（Q=1/D））
D（損失係数＝ tanδ）

基本測定項目

測定項目

Rdc（直流抵抗）○○（温度補正機能付）

トランス測定−N（巻数比）
M（相互インダクタンス）
ΔL（インダクタンス差）

温度 T

−

○

基本確度

±0.05%rdg.

測定周波数40Hz 〜 200kHz

1mHz 〜 200kHz

測定電圧

5mV 〜 5V

5mV 〜 5V/2.5V ＊2

測定時間

2ms

BIN 測定メイン項目：10 分類、サブ項目：１分類

ケーブル長

0m/1m

コンタクトチェック

インタ
フェース

2ms
2 項目について：HI/IN/LO、ABS/%/Δ%

コンパレータ2 項目について：10 分類
0m/1m

0m/1m/2m/4m

4 端子チェック（閾値変更）/ Hi Z リジェクト− 5V 〜 5V

内部 DC バイアス−

スイープ測定−ディスプレイモノクロ LCD

カラー TFT 5.7 inch、タッチパネル

EXT I/O、USB○○

USB メモリ−○

RS-232C、GP-IB、LAN−

周波数 2 〜 801 点

オプション（１種類選択）

価格￥220,000（税抜き）￥320,000（税抜き）￥380,000（税抜き）IM3533、IM3533 -01 セレクション表中の強調表示の機能は、IM3523 と比べて優位点になります。
＊2

2.5V は低インピーダンス高精度モード時

3

リード部品と SMD にジャストフィット

プローブ・テストフィクスチャ
指定オプションのプローブをご使用ください。指定のプローブは 1.5D-2V の同軸ケーブルを使用しています。

MAX : 2

リード部品用 プローブ / テストフィクスチャ

85

188

3

1000

テストフィクスチャ 9262

54 端子プローブL2000
ケーブル長 1m, DC〜8MHz, 特性インピーダンス50Ω
4 端子対構造 , 測定可能端子直径：0.3〜5mm...............¥ 80,000（税抜き）84

直結型 , DC〜8MHz,
測定可能端子直径：0.3〜2mm...............¥ 42,000（税抜き）20
MAX φ5.0

94

MAX: 1.5

電極部拡大図
120
1000

38

テストフィクスチャ 9261-10

54 端子プローブ9140-10
ケーブル長 1m, DC〜200kHz, 特性
インピーダンス50Ω, 4 端子対構造 ,
測定可能端子直径：0.3〜5mm...............¥ 35,000（税抜き）38

ケーブル長1m, DC〜8MHz, 特性イン
ピーダンス50Ω, 4 端子対構造 , 測定可能端子直径：0.3〜1.5mm............... ¥ 77,000（税抜き）20
MAX φ5.0

SMD 用テストフィクスチャ

SMD テストフィクスチャと DUT サイズの対応表○： 測定可能○*： 形状により測れない
場合があります。

SMD 種類 長さ L (mm) 幅 W (mm)
0201
0402
0603
1005
1608
2012
3216
3225
4532
5750

0.25
0.40
0.60
1.00
1.60
2.00
3.20
3.20
4.50
5.70

9263

0.125
0.20
0.30
0.50
0.80
1.25
1.60
2.50
3.20
5.00

9677

9699

L2001

IM9100 IM9110
○

○*
○
○
○*

○*
○
○
○
○
○

○
○
○*
○*

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

4

10

電極部拡大図

電極部拡大図直結型 , DC〜8MHz,
試料寸法：1〜10mm......¥ 88,000（税抜き）

MAX: 10

SMDテストフィクスチャ
9677

0.7

電極部拡大図5.8

SMDテストフィクスチャ
9263

直結型, 側面に電極があるSMD用,
DC〜120MHz, 試料寸法：3.5 ±0.5mm.............¥ 107,000（税抜き）

DEPTH:
0.3

MAX: 4
MIN: 0.1

SMDテストフィクスチャ
9699

1
4

直結型, 底面電極SMD用,
DC〜120MHz, 試料寸法：幅1.0 〜4.0mm, 高さ1.5mm 以下.............¥ 120,000（税抜き）

ピンセットプローブ L2001
ケーブル長730mm, DC〜8MHz, 特性インピーダ
ンス50Ω, 先端電極部2 端子構造
（電極部 - 測定部 4 端子対構造), 先端電極間隔：0.3〜約 6mm※ IM9901 ×1標準付属...............¥ 50,000（税抜き）

SMDテストフィクスチャ
IM9100

SMDテストフィクスチャ
IM91100402,0603,1005 サイズのSMDに対応, .DC〜8MHz,電極４端子構造......¥ 550,000（税抜き）

0201サイズの SMDに対応, 側面に電極があるSMD用, .DC〜1MHz,電極 2 端子構造......¥ 380,000（税抜き）

L2001 用 オプション
ピンセット先端交換用部品

コンタクトチップ IM9901¥4,000 ( 税抜き )適用チップサイズ：1608 〜 5750 (JIS)コンタクトチップ IM9902¥15,000 ( 税抜き )適用チップサイズ：0603 〜 5750 (JIS)4特長

高速・高精度で使いやすい
基本性能

IM3523

IM3533

IM3533-01● 広範囲な測定周波数● 基本確度 ±0.05%

DC および 1mHz (IM3523 は 40Hz) ～ 200kHz の範囲内における周波数帯域を5 桁分解能 (100Hz 未満は 1mHz 分解能 )で設定できます。共振周波数の測定や動作条件に近い状態での測定・評価ができます。

Z の基本確度は±0.05%です。部品検査から研究開発の測定まで、お薦めできる確度を持っています。

DC 1mHz

IM3533
IM3533-01

DC

40Hz IM3523 200kHz

200kHz● 測定ケーブルは４mまで確度保証
４端子対構造で測定ケーブルの影響を低減し、測定ケーブル
長 4mまで確度保証します。自動機の配線が容易になります。
IM3523, IM3533 はケーブル長補正 1m の設定で、4mまで確度保証します。
（ケーブル長により、確度保証する周波数範囲は異なります。）● 15 種類のパラメータ測定

測定周波数[Hz]Z、Y、
θ、Rs(ESR)、Rp、Rdc( 直 流 抵 抗 )、X、G、B、Ls、Lp、
Cs、Cp、D(tanδ)、Q のパラメータを測定でき、必要なパラメータをパソコンに取り込むことができます。

● 広範囲な測定電圧／電流
通常のオープンループの信号発生に加え、定電圧／定電流モードで電圧／電流依存性に配慮した測定が可能です。
5mV ～ 5V / 10μA ～ 50mAまで、広範囲な測定信号レベルの設定が可能です。
（周波数、測定モードにより測定信号レベルの設定範囲は異なります。）● 測定時間 最速 2ms
測定周波数 1kHz, 測定スピード FASTにて、最速 2msで測定が可能です。自動機での使用で検査数量の向上に寄与します。

生産ラインの LCR 測定に対応した 機能・特長

IM3523

IM3533

IM3533-01● コンタクトチェック機能搭載● 充電されたコンデンサに対する保護＊

４端 子 測 定のコンタクトチェック機 能と、2 端 子 測 定 時 のHigh-Zリジェクト機能によって、被測定物に測定用電極が接触していない状態で測定することを防ぎます。

誤って充電されたコンデンサを測定端子に接続した場合、従来器（3522 -50）に比べて10 倍の残留電荷量まで保護機能＊が向上しました。
＊

本機能は充電されたコンデンサを測定することを保証したものではありません。
必ず放電してから測定してください。

LCRメータを保護できる静電容量と残留電圧の関係
４端子のコンタクトチェック

High-Z リジェクト機能

接触抵抗が高いとエラー判定
します。接触抵抗の閾値は変更可能です。

インピーダンスが著しく高い場
合は、High-Z（ERR) 判定します。

IM3523
IM3533（-01）

400
残留電圧
［V］
0
1

3522-50（従来器）

10 静電容量［μ F］100

1000● 異なる測定条件の連続測定
異なる測定項目を異なる測定条件（周波数、レベル、モード）で連続測定することができます。

ここに注目 !!
測定スピード
SLOW2
SLOW

ポイント１
IM3523、IM3533(-01)の測定時間3522-50
の測定時間

739ms

824ms
552ms

74.2ms348ms

MED

46.2msFAST

35.6ms 328ms

参考値

IM3523、IM3533（-01）と 3522-50 の連続測定時間の比較

コンデンサの C-DとESR 測定など、測定条件が変わる測定を連続して行う場合、当社従来製品（3522-50）に比べて、全体の測定スピードが大きく向上しました。それぞれの測定時間の短縮のほか、レンジの変更
や周波数レンジの変更に要する時間を大幅に短縮して
います。

5

LCRメータIM3523 の特長

生産ライン・自動機組み込み● IM3523 の概要
基本測定項目 Z,Y,θ,Rs,Rp,X,G,B,Ls,Lp,Cs,Cp,Q,D
Rdc○
トランス測定
−
温度 T
−
基本確度
±0.05%rdg.
測定周波数40Hz 〜 200kHz
測定電圧
5mV 〜 5V
測定時間
2ms
2 項目について：HI/IN/LO、ABS/%/Δ%
コンパレータBIN 測定メイン項目：10 分類 / サブ項目：１分類
ケーブル長
0m/1m
4 端子チェック（閾値変更）/ Hi Z リジェクトコンタクトチェック内部 DC バイアス−
スイープ測定−ディスプレイモノクロ LCD
EXT I/O、USB○
インタフェース USB メモリ−
RS-232C、GP-IB、LAN
オプション（１種類選択）
測定項目● シンプルで見やすい、モノクロ LCD 画面、
IM3523
テンキー操作で簡単設定
高コントラストグラフィック LCD 表示、ファンクションキー・テ
ンキーによる分りやすいユーザインタフェース。コンパレータの設定など数値の設定は、テンキーから簡単かつスピーディーな入力ができます。

● 生産ライン・自動機組み込みに最適な
IM3523
小型サイズ
ベンチ形小型計測器と同じサイズで従来器に比べて小さく、自動機やライン工程内で設置場所の確保が容易です。

● コンパレータ

IM3523

LCRモードで、測定項目から2 種類の HI/IN/LO の判定が可能です。判定方法は絶対値設定の他に、% 設定、Δ% 設定が可能です。連続測定を使用すると、複数の測定条件・測定項
目にわたる判定ができます。

● BIN 測定

IM3523

IM3523 はメイン項目について10 分類と範囲外、サブ項目について１分類と範囲外への分類ができます。

生産ラインの測定・検査に適した 機能・特長

IM3523

IM3533

IM3533-01● オートレンジの移動範囲の制限機能● ２つの連続測定の個々の項目をEXT I/Oから出力測定対象が複数のレンジにまたがる場合に、オートレンジの移
動範囲を制限して、測定することができます。オートレンジの広い測定範囲と、設定したレンジ範囲だけのサーチで完了する測定時間の短縮の両方の長所を活かした測定が可能です。

２種類の連続測定の判定項目について、それぞれの判定結果
をEXT I/O から取得することができます。より細かい検査や選別が可能になります。

測定前の準備作業を短縮する 機能・特長● リミット値に連動したレンジ設定と、レンジに連動した設定機能
設定した基準値または範囲に応じて、最適なレンジを自動的に設定します。また、レンジの変更に合わせて測定条件が最適となるように、測定条件を自動的に設定できます。これにより段取り時間の短縮を図ることができます。

IM3523

IM3533

IM3533-01● OPEN/SHORT 補正のエリア設定機能
測定周波数範囲が限られている場合は、実際に測定する周波 数 範囲に限 定して、OPEN/SHORT 補正を実 行することが可能です。全周波数範囲を補正する場合に比べてOPEN/
SHORT 補正に要する時間を短縮できます。

6

LCRメータIM3533 の特長

巻線・コイル・トランス生産● IM3533 の概要
基本測定項目 Z,Y,θ,Rs,Rp,X,G,B,Ls,Lp,Cs,Cp,Q,D
Rdc○（温度補正機能付）
トランス測定N,M, ΔL
温度 T○
基本確度±0.05%rdg.
測定周波数1mHz 〜 200kHz
測定電圧
5mV 〜 5V/2.5V ＊1
測定時間2ms
2 項目について：HI/IN/LO、ABS/%/Δ%
コンパレータBIN 測定2 項目について：10 分類
ケーブル長
0m/1m
4 端子チェック（閾値変更）/ Hi Z リジェクトコンタクトチェック内部 DC バイアス
− 5V 〜 5V
スイープ測定−ディスプレイ
カラー TFT 5.7 inch、タッチパネル
EXT I/O、USB○
インタフェース USB メモリ○
RS-232C、GP-IB、LAN
オプション（１種類選択）
測定項目● トランス測定

IM3533

IM3533-01

トランス測定専用の画面で巻数比 N、相互インダクタンスM、インダクタンス差ΔL の測定が可能です。

＊1● 温度補正機能付きRdc 測定＊2
インダクタやトランスの巻線の Rdc測定では、温度補正付きの状態で測定が可能です。
＊2

2.5V は低インピーダンス高精度モード時● 内部 DC バイアス -5V〜 5V

IM3533

本体のみで最大 ±5Vの DC バイア IM3533 IM3533-01
スを印加して測定できます。タンタ
ルコンデンサなど有極コンデンサの測定が安心して行えます。

IM3533-01

温度補正した Rdc 測定には、温度プローブ 9478
（オプション）が必要です。

● ４パラメータ同時表示（通常測定時）● BIN 測定：2 項目について10 分類

通常測定では４パラメータの同時表示が可能です。パラメータ相互の確認を容易にします。

２項目について10 分類と範囲外へ IM3533 IM3533-01の分類ができます。複合部品の選
別や、より高度な選別作業に威力を発揮します。

IM3533

IM3533-01

LCR 測定の操作を簡単にする 機能・特長

IM3533

IM3533-01● 本体モードインジケータ●タッチパネルで分りやすい操作

LCD 表示が OFFの場合でも、本体の動作状態がわかります。

従来製品に引き続き、分りやすい操作のタッチパネル式ディスプレイを採用しました。さらに、カラー液晶搭載で見やすい表示と直感的にわかる抜群の操作性で、お客様の作業効率をアップします。

MEAS

測定中

COMP/BIN コンパレータ/BINモード

測定画面（LCR モード）●電源インジケータ

基本的な測定条件の設定項目

自動 機に組み込まれた場合や、LCD 表示が OFFの場合でも、電源投入状況が一目でわかります。
・電源 ON 緑
・スタンバイ 赤測定周波数、測定信号レベルなどの測定条件は測定値をモニタしながら変更できます。

測定パラメータ入力画面

周波数の設定（10 キー入力とアップダウン入力）

7

LCRメータIM3533-01 の特長

研究開発・電気化学● IM3533 -01 の概要
基本測定項目 Z,Y,θ,Rs,Rp,X,G,B,Ls,Lp,Cs,Cp,Q,D
Rdc○（温度補正機能付）
トランス測定N,M, ΔL
温度 T○
基本確度±0.05%rdg.
測定周波数1mHz 〜 200kHz
測定電圧
5mV 〜 5V/2.5V ＊1
測定時間2ms
2 項目について：HI/IN/LO、ABS/%/Δ%
コンパレータBIN 測定2 項目について：10 分類
ケーブル長0m/1m/2m/4m
4 端子チェック（閾値変更）/ Hi Z リジェクトコンタクトチェック内部 DC バイアス
− 5V 〜 5V
スイープ測定周波数 2 〜 801 点
ディスプレイ
カラー TFT 5.7 inch、タッチパネル
EXT I/O、USB○
インタフェース USB メモリ○
RS-232C、GP-IB、LAN
オプション（１種類選択）
測定項目● 周波数スイープ

IM3533-01

IM3533 -01 は周波数スイープ測定が可能です。
指定した周波数範囲または周波数リストにより、最大 801 点の周波数での自動測定が可能です。測定結果は USBメモリやインタフェースを介してパソコン等に保存でき、試料の周波数解析を補助します。

＊1

2.5V は低インピーダンス高精度モード時● ケーブル長 0m/1m/2m/4m 設定＆保証
ケーブル長設定はシリーズ共通の 0m/1m に加え IM3533-01て IM3533 -01 では 2m/4m の設定が可能になります。研究室や自動機で測定ケーブルの延長が必要になった場
合でも、最高の性能維持と確度保証を可能にします。延長ケーブルの製作については、必ず取扱説明書をご参照ください。

周波数スイープ測定画面

研究・開発の LCR 測定に対応した 機能・特長

IM3533

IM3533-01● 低周波数1mHz から測定可能● 低インピーダンス高精度モード

低周波数 1mHz から1mHz 分解能＊2 で測定が可能です。電気
化学用途の基本的な測定に使用できます。

100mΩと1Ωレンジで、低インピーダンス高精度モードが使用できます。出力抵抗を25Ωにすることで測定電流を大きくします
ので、測定精度が向上します。
（最大印加電流 100mA、最大印
加電圧 2.5Vになります。）
電源用の低インダクタンスのインダクタのL 測定やアルミ電解コ
ンデンサのESR 測定に効果的です。

100Hz 以上では有効数字 5 桁の分解能になります。

ここに注目 !!

ポイント２

低インピーダンス高精度モードでばらつき改善
IM3523,IM3533(-01) は低インピー ダ ンス高精度
モ ードにより、低インピー ダ ンス測定時でばらつきの少ない測定が可能になります。
3522-50（ 従 来 器 ） に 比 べ て 高 速 測 定 (FAST,
MED) 時に、C-D,ESR 連続測定時の測定スピードが１桁向上すると同時に、Rs のばらつき（繰り返し精度）も改善されています。

C-D と ESR 測定（100kHz）の連続測定時の連続測定時間と Rs の繰り返し精度( サンプル：アルミ電解コンデンサ 1.5μF)

Rs の繰り返し精度 [%]

＊2

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

3522-50FAST

IM3523、IM3533（-01）

参考値
！
向上

0

200

MED
SLOW

SLOW2

400
600
800
連続測定時間 [msec]

1000

8

コンデンサ・インダクタ
コンデンサの C-D と ESR 測定

IM3523

連続測定画面［IM3523］
LCR モード［IM3523］
Rs 表示画面（100kHz 測定）

機 能 性高 分 子コンデンサでは C-D（120Hz ）と
低 ESR（100kHz ）の測定ができます。
異 なる測 定 項目を異 なる測 定 条 件（ 周 波 数、レベル、モード）で連続測定することができます。

有極性コンデンサの C 測定

IM3533

IM3533-01

電解コンデンサなど有極性コンデンサでは、DC
バイアス電圧を印加して測定する場合があります。
IM3533（-01）は本器のみで DC バイアス (-5V 〜
5V) を印加した C-D 測定ができます。

バイアス設定部分の拡大
LCR モード
DC バイアス設定時

インダクタ（コイル・トランス）の Rdc と L-Q 測定

L、Q 表示画面（1kHz,CC1mA 測定）

L、Q、Rdc 連続測定画面

ここに注目 !!

IM3533-01

高速で、複数条件の連続測定を実現！

LCR モード［IM3523］
Cs、D 表示画面（120Hz 測定）

Rdc 表示画面（DC 測定）IM3533

L、Q（1kHz,CC1mA 測定）とRdc（DC 測定）の表示画面

IM3523

IM3533

IM3533-01

L-Q(1kHz, CC 1mA) と Rdc の連続測定ができます。それぞれの測定結果を同一画面上に表示できます。
コア入りコイルなど、印加電流によりインダクタン
ス値が変わる「電流依存性」がある素子に対して
定電流 CC で測定が可能です。
IM3533（-01）では、従来製品に比べて、低インピー
ダンス測定時の繰り返し精度が向上していますので、Rdc の安定した測定ができます。

ポイント３
温度補正した Rdc 測定＊

Rdc 温度補正
設定画面

温度補正設定（拡大）

IM3533（-01）では温度補正した Rdc 測定ができ、より正確な巻線抵抗の管理ができます。
低インピーダンス高精度モードで L が小さいインダクタ
や、Rdc が小さいインダクタ測定においても、従来器に比べて高精度な測定ができます。
＊

温度補正した Rdc 測定には、温度プローブ 9478（オプション）が必要です。

9

トランス・巻線、スイープ測定
充実したトランス・巻線の測定

IM3533L-Q 測 定、Rdc 測 定 に 加えて IM3533、IM3533-01 では、トランス測定に必要な巻数比 N、相互インダクタンス M、インダクタンス差 ΔL の測定ができます。＊＊

接続は手動で切り換えるか、スキャナなどの切換器を別途ご用意ください。

N 巻数比 N 測定
（1）１次側の L( L1 ) を測定（2）２次側の L( L2 ) を測定（3）L1とL2から巻数比 Nを計算

IM3533-01

N : 1
L1

L2

N = L1 L2

トランス測定モード
巻数比測定・判定画面
トランス測定モード
巻数比測定（インフォメーション）
画面

M 相互インダクタンス M 測定

ΔL インダクタンス差ΔL 測定（1）同相直列接続で L( La ) を測定（2）逆相直列接続で L( Lb ) を測定（3）LaとLbから Mを計算

（1）１次側の L( L1 ) を測定（2）２次側の L( L2 ) を測定（3）L1とL2から差 Lを計算

M = ( La Lb ) 4

La

Lb

トランス測定モード
相互インダクタンス測定画面

スイープ測定L = L1

L1

L2

L2

トランス測定モード
インダクタンス差測定画面

IM3533-01

IM3533 -01 は周波数のスイープ測定ができます。L、C、複合部品など各種試料の周波数特性の測定が可能であり、研究・開発に役立ちます。
付属の LCR サンプルアプリケーションを使用して、パソコ
ン上で周波数特性リストとグラフを表示できます。

USB メモリ
IM3533-01
スイープ測定USB 接続LCR サンプルアプリケーションで表示した
スイープ測定結果のリストとグラフ画面

10

パソコンとリンク

測定データの取得● フロントUSBで保存と読み込み

IM3533

IM3533-01

測定結果や設定は、フロントパネルに接続した市販のUSBメモ
リに保存できます。
（ フロントパネル の USB 端 子 は、USB メモリ接 続 専 用 で す。 測 定 結 果 は
IM3533（-01）の内部メモリに保存した後、USBメモリにまとめて保存します。相性により使用できない USBメモリが存在します。）

各種測定結果と設定

USB メモリへ保存

EXT I/O
RS-232C/LAN/GP-IB（ハンドラインタフェース）
オプション

EXT I/O
RS-232C/LAN/GP-IB（ハンドラインタフェース）
オプション

USB
（PC 接続用）USB（PC 接続用）

温度センサ
接続コネクタIM3523 背面● USBで PCと接続

IM3533 (-01) 背面

IM3523

IM3533

IM3533-01

リアパネルにUSBを標準装備しています。
（リアパネルの USB 端子は、PC 接続専用です。）

IM3523,IM3533（-01）の各種機能をパソコンからコントロールができ、測定結果の取得が可能です。
（電源 ON/OFFとインタフェース設定の一部を除きます。)

USB
接続

PC

● RS-232C, LAN, GP-IB（選択オプション）で、PCやPLCと接続

IM3523

IM3533

IM3533-01

RS-232C、LAN、GP-IBインタフェースが必要である場合は、どれか１つをオプションで選択できます。
IM3523,IM3533（-01）の各種機能をPLCまたはパソコンからコ
ントロールができ、測定結果の取得が可能です。（電源 ON/OFFとインタフェース設定の一部を除きます。)

RS-232Cケーブルは、下図の結線方法のケーブルをご使用ください。
インタリンク対応のクロスケーブルが使用できます。
IM3523、IM3533（-01）
未使用
BB (RxD)BA (TxD)
CD (DTR)AB (GND)
未使用
CA (RTS)
CB (CTS)
未使用

1○
2○
3○
4○
5○
6○
7○
8○
9○

9ピン ー メス

SHELL

LAN（100BASE-TX/10BASE-T）
LANインタフェース Z3002

コントローラ
（PC/AT 互換機）
○1
○2
○3
○4
○5
○6
○7
○8
○9

BB (RxD)BA (TxD)
CD (DTR)AB (GND)
CA (RTS)
CB (CTS)
9ピン ー メス

GP-IB

GP-IBインタフェース Z3000

RS-232C

RS-232Cインタフェース Z3001

11■ EXT I/O
●ハンドラ (EXT I/O) インタフェース
ハンドラインタフェース（EXT I/O）は、測定終了信号や判定結果信号を出力したり、測定トリガ信号などを入力して測定器の制御を行うことができます。
各信号線は計測回路・制御回路から絶縁し、ノイズに強い構造になっています。

EXT I/O を使 用した制御システムを設 計す
る場 合は、必ず 取扱説 明書をお読み頂き、必要な技術情報をご確認ください。

■代表的な EXT I/O タイミングの例（LCR モード）
t1： コンパレータ、BIN 判定結果から EOM(LOW) まで、ディレ
接触状態 開放

チャック

開放

ON

TRIG

チャック

OFF

ON
t1

ON

INDEX

OFF
t3

OFF

ON
t5

コンパレータ、
BIN結果出力 *2

前回判定結果

判定結果

*3

ERR

■測定スピード（1kHz, 画面非表示の場合 *4）
FAST
約 2 msMED
約 6 mst2：測定終了から次のトリガまでの最小時間；400 μs *1
t 3：トリガから回路が応答するまでの時間；700 μs *1
t4：最小チャック時間、INDEX(LOW) でチャック切替可能；220 μs *1

t 5：測定時間；600 μs *1

ON

t4

ON

EOM

t2

イ設定時間；40 μs 以上 *1

SLOW
約 21 ms

SLOW2
約 301 ms

■ EXT I/O 信号一覧

*1: 測定スピード：FAST、レンジ：HOLD の場合。
*2: IM3523 : MAIN-HI, MAIN-IN, MAIN-LO, SUB-HI,
SUB-IN, SUB-LO, AND, BINx, OUT-OF-BINS, SUBNG
IM3533（-01）: PARAx-HI, PARAX-IN, PARAx-LO, AND,
BINx, OUT_OF_BINS*3: TRIG と同時にリセットする：HIGH
TRIG と同時にリセットしない：LOW*4: 下記の場合は該当する時間をすべて加算します。
・OPEN/SHORT/LOAD 補正ありの場合：max 0.4ms
・コンパレータ測定時：max 0.4ms
・BIN 測定時：max 0.8ms
・画面表示 ON 時：max 0.3ms・メモリ機能 ON 時：max 0.4ms■ EXT I/O 電気的仕様

●入力信号
外部トリガ
パネルナンバ選択
パネルロード実行

TRIG
LD0 〜 LD6
LD_VALID

●出力信号
測定終了
取り込み終了測定異常出力
内部絶縁 5V
内部絶縁コモン

EOM
INDEX
ERR

ISO_5V
ISO_COM

フォトカプラ絶縁 無電圧接点入力（電流シンク出力対
応、負論理）
H（有効）：0 〜 1 V ( 入力電流 3 mA)
L（無効）：オープン または 5 〜 30 V

●出 力：

フォトカプラ絶縁 NPN オープンコレクタ（電流シンク
出力対応、負論理）
DC30V, DC50 mA max/ch
残留電圧 1.5 V 以下 (50 mA)、1 V 以下 (10 mA)●サービス電源出力（内部電源）：●出力信号（共用の信号線）
IM3533, IM3533 -01

IM3523●入 力：

DC 4.5 〜 5 V, DC 100 mA max、外部電源入力なし、保護接地および測定回路から絶縁

MAIN-HI, MAIN-IN,
MAIN-LO, SUB-HI,
SUB-IN, SUB-LO,
AND, SUBNG

PARAx-HI, PARAx-IN,
PARAx-LO (x=1,3),
AND

コンパレータの判定
結果出力

BINx (x=1〜10), OUT

BINx (x=1〜10),
OUT_OF_BINS

BIN 判定結果出力■コネクタ

No.n_x-HI, No.n_x-IN,
No.n_x-LO

No.n_PARAx-HI,
No.n_PARAx-IN,
No.n_PARAx-LO

連続測定結果出力

使用コネクタ（本体側）D-SUB 37 ピン メス #4-40
インチネジ

HI, IN, LO, AND

トランスモード(n=1,2; x=MAIN, SUB)

適合コネクタ(n=1,2; x=1,3)■ EXT I/O の入出力回路
入力回路

IM3523,
IM3533（-01）

内部絶縁 5V

内部絶縁 5V

2kΩ

ISO_COM

ISO_5V10Ω 出力入力

1kΩ
内部絶縁コモン

出力回路
IM3523,（オープンコレクタ）IM3533（-01）

DC 50mA max
ツェナー電圧 30V
内部絶縁コモン

ISO_COM

DC-37P-ULR（半田型）、DCSP-JB37PR（圧接型）
日本航空電子工業社製

12■ IM3523、IM3533、IM3533-01 測定確度 ( 確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年 )●条件

温湿度範囲 23℃ ±5℃、80% rh 以下（結露なきこと）、
電源投入後 60 分以上経って、オープン、ショート補正実行後●測定確度

測定確度は以下の式から計算【E：測定ケーブル長係数】 fm：測定周波数 [kHz]

測定確度 = 基本確度 ×C×D×E×F×G

ケーブル長
0m
1m
2m
4m

【C：レベル係数】
  V：設定値（Vモード時相当）[V]
Rdc を除く
0.005 V 〜 0.999 V： 1+ 0.2/V
1 V： 11.001 V 〜 5 V： 1+ 2/V

Rdc
2 V：1

特性インピーダンス 50Ω の同軸ケーブル（1.5D-2V）を 4 端子対構造でご使用ください。

確度保証範囲（周波数）【D：測定スピード係数】
Rdc を除く
FAST: 4
MED: 3
SLOW: 2
SLOW2: 1

IM3523、IM3533
IM3533 -01
10kΩレンジ以下 100kΩレンジ以上
1
1
1
1.2
1.2
1.2
1.5 + fm/100 1.5 + fm/20
1.5
2 + fm/50
2 + fm/10
2

ケーブル長

Rdc
FAST: 8
MED: 4
SLOW: 2
SLOW2: 1

0m
1m
2m
4m

【F：DCバイアス係数】
DC バイアス設定 OFF：1
DC バイアス設定 ON：2

IM3523、IM3533
IM3533 -01
10kΩレンジ以下 100kΩレンジ以上
200 kHz まで

200 kHz まで
100 kHz まで
10 kHz まで

200 kHz まで（制限なし）【G：温度係数】 t：使用温度
t が 18℃〜 28℃の場合： 1
t が 0℃〜18℃未満, 28℃を越え〜40℃の場合：1+ 0.1×｜t - 23｜

●基本確度
（Z,θ）
計算式
Rdc 測定時の温度補正時は、基本
確度計算式に次の値を加算します。

基本確度は、基本確度表より係数 A、B を選択し、下記の計算式から算出します。
1 kΩ レンジ以上と 100 Ω レンジ以下では、基本確度の計算式が左に示すように異なります。
13 ページの計算例を参照してください。

1 kΩレンジ以上・・・
10×Zx
確度＝ A＋B×              −1レンジ100 Ωレンジ以下・・・  － 100αt0Δt
1 ＋αt0×（t ＋Δt － t0） ［％］t0：基準温度 [℃ ]    t：現在の周囲温度 [℃ ]   Δt：温度測定確度
αt0：t0 の時の温度係数 [1/℃ ]Zx は試料のインピーダンス実測値（Z）

レンジ
確度＝ A＋B×              −1    Zx●基本確度表係数 A、B について

DC 時
A：R の確度（±％ rdg.）
B：試料の抵抗に関する係数

0.001 Hz（40 Hz）〜 200 kHz 時
上側 A： Z の基本確度（± ％ rdg.）
B： 試料のインピーダンスに関する係数
IM3523

レンジ 確度保証範囲
100 MΩ

8 MΩ〜200 MΩ

10 MΩ

800 kΩ〜100 MΩ

1 MΩ

80 kΩ〜10 MΩ

100 kΩ

8 kΩ〜1 MΩ

10 kΩ

800 Ω〜100 kΩ

1 kΩ

80 Ω〜10 kΩ

100 Ω

8 Ω〜100 Ω

10 Ω

800 mΩ〜10 Ω1Ω

80 mΩ〜1 Ω

DC
A=1IM3533

IM3533 -01

0.001 Hz〜99.9999 Hz

999.99 Hz

1.0000 kHz〜
10.000 kHz

10.001 kHz〜
100.00 kHz

A=6
A=5

B=5
B=3

A=3
A=2

B=2
B=2

A=3
A=2

B=2
B=2

A=0.5 B=0.3

A=0.8
A=0.8

B=1
B=0.5

A=0.5
A=0.4

B=0.3
B=0.2

A=0.5
A=0.4

B=0.3
B=0.2

A=3
A=2

B=2
B=2

A=0.2 B=0.1

A=0.4
A=0.3

B=0.08B=0.08

A=0.3
A=0.2

B=0.05
B=0.02

A=0.3
A=0.2

B=0.05
B=0.02

A=0.7
A=1.3

B=0.08B=0.08A=0.1 B=0.01

A=0.3
A=0.3

B=0.03
B=0.02

A=0.2
A=0.1

B=0.03
B=0.02

A=0.15 B=0.02
A=0.1 B=0.015

A=0.1 B=0.01

A=0.3
A=0.3

B=0.025
B=0.02

A=0.2
A=0.1

B=0.025
B=0.02

A=0.1 B=0.01

A=0.3
A=0.2

B=0.02
B=0.02

A=0.2
A=0.1

A=0.1 B=0.02

A=0.4
A=0.2

A=0.2 B=0.15
A=0.3 B=0.3

A=3
100 mΩ 10 mΩ〜100 mΩ

B=1

40.000 Hz〜99.9999 Hz 100.00 Hz〜

0.001 Hz（40 Hz）〜 200 kHz 時
下側 A：θ の基本確度（±deg.）
B：試料のインピーダンスに関する係数

B=3100.01 kHz〜
200.00 kHz

A=1
A=3

B=0.5
B=0.5

A=0.25 B=0.04
A=0.4 B=0.02

A=0.4
A=1.2

B=0.3
B=0.3

A=0.05 B=0.02
A=0.03 B=0.02

A=0.2
A=0.4

B=0.025
B=0.02

A=0.3
A=0.6

B=0.03
B=0.05

B=0.02
B=0.02

A=0.15 B=0.02
A=0.08 B=0.02

A=0.2
A=0.4

B=0.02
B=0.02

A=0.3
A=0.6

B=0.02
B=0.02

B=0.02
B=0.01

A=0.3 B=0.02
A=0.15 B=0.01

A=0.15 B=0.02
A=0.1 B=0.01

A=0.2
A=0.4

B=0.02
B=0.02

A=0.3
A=0.6

B=0.03
B=0.02

A=0.5
A=0.3

B=0.2
B=0.1

A=0.4
A=0.3

B=0.05
B=0.03

A=0.3 B=0.05
A=0.15 B=0.03

A=0.3 B=0.05
A=0.75 B=0.05

A=0.4
A=1.5

B=0.2
B=0.1

A=2
A=1

B=1
B=0.6

A=0.6
A=0.5

B=0.3
B=0.2

A=0.4 B=0.3
A=0.25 B=0.2

A=0.4
A=1

B=0.3
B=0.2

A=1
A=2

B=1
B=0.5

A=10
A=6

B=10
B=6

A=3
A=2

B=3
B=2

A=3
A=2

A=2
A=2

B=2
B=1.5

A=4
A=3

B=3
B=4

B=2
B=1.5

13

■ 測定確度●確度保証範囲（測定信号レベル）
測定周波数、測定信号レベル、測定レンジにより確度保証範囲が異なります。

レンジ

DC

IM3523
IM353340.000 Hz〜 99.9999 Hz
0.001 Hz〜 99.9999 Hz

100.00 Hz〜
999.99 Hz

IM3533 -01

100 MΩ

1.0000 kHz〜
10.000 kHz

10.001 kHz〜
100.00 kHz

100.01 kHz〜
200.00 kHz

0.101 V 〜 5 V

10 MΩ
1 MΩ

0.050 V 〜 5 V

100 kΩ

0.101 V 〜 5 V
0.005 V 〜 5 V

2V

10 kΩ, 1 kΩ, 100 Ω
10 Ω

0.501 V 〜 5 V
0.050 V 〜 5 V

0.101 V 〜 5 V

0.050 V 〜 5 V

1Ω

0.101 V 〜 5 V （DC バイアス時： 1 V 〜 5 V）

100 mΩ

0.501 V 〜 5 V （DC バイアス時：0.501 V 〜 5 V）

上記電圧は、V モード時相当の電圧設定値。
10MΩ 〜 1kΩ レンジでは、測定値（インピーダンス値）がレンジを越える場合、確度保証範囲が下記の通りになります。

レンジ

DC

IM3523
IM353340.000 Hz〜 99.9999 Hz
0.001 Hz〜 99.9999 Hz

IM3533 -01

10 MΩ

100.00 Hz〜
999.99 Hz

1.0000 kHz〜
10.000 kHz

10.001 kHz〜
100.00 kHz

100.01 kHz〜
200.00 kHz

0.101 V 〜 5 V

1 MΩ
100 kΩ

2V

0.050 V 〜 5 V

10 kΩ

0.101 V 〜 5 V
0.005 V 〜 5 V

1 kΩ

0.501 V 〜 5 V
0.005 V 〜 5 V

0.101 V 〜 5 V

上記電圧は、V モード時相当の電圧設定値。

パソコンで基本確度の計算ができます●基本確度の求め方
・ 基本確度は、試料のインピーダンス、測定レンジ、測定周波数、および12 ページの表から該当する基本確度 Aと係数 B を選び計算します。
・ 計算式は、1 kΩレンジ以上と、100 Ωレンジ以下では、それぞれ別の計算式を使用します。
・C、L は、インピーダンスの実測値か、次の式で計算されるおよそのイ
ンピーダンス値から測定レンジを決め、基本確度 A、係数 B を求めます。
Zx (Ω) ≒ ωL（H） （θ≒ 90 ゜）
   １≒（θ ≒ － 90 ゜
）
ωC（F）
≒

Ｒ（Ω） （θ≒ 0°）     （ω : 2×π×測定周波数［Hz］）●計算例 1（インピーダンス Z の基本確度）

付属のアプリケーションソフトで、この基本確度の計算ができます。
測 定 条 件と測 定 結 果を入 力 す
ると、測定確度が表示されます。
測定値の確度評価が簡単に行えます。
HIOKIホームページ(http://www.
hioki.co.jp/) のサポートのダウン
ロードのページからも入手できます。アプリケーション画面
12 ページの表から、Z の基本確度の係数 A ＝ 0.15、係数 B ＝ 0.02
を式に代入。
10×500− 1 ＝ 0.23（±%rdg.）
  Z 基本確度＝ 0.15 ＋ 0.02×
103

試料のインピーダンス Zx：500 Ω ( 実測値 )測定条件：周波数 10 kHz、レンジ 1 kΩの場合同様に θ の基本確度の係数 A ＝ 0.08、係数 B ＝ 0.02 から
θ 基本確度＝ 0.08 ＋ 0.02×●計算例 2（コンデンサ Cs = 160 nF の基本確度）
測定条件：周波数 1 kHz の場合(1) 試料の Z、θを測定します。測定レンジは Auto で測定します。
(2) 測定した Z、θが次の値であったとします。
Z = 1.0144 kΩ、 θ = -78.69 °Z が 1.0144 kΩですので、10kΩレンジになります。
(3)12 ページの表から 1kHz, 10kΩレンジでは、
Z の基本確度の係数 A=0.05, 係数 B=0.02 を式に代入。
10×1.0144×103− 1 ≒ 0.05（±%）
Z 基本確度＝ ± 0.05 ＋ 0.02×
10×103（）

θの基本確度の係数 A=0.03, 係数 B=0.02 を式に代入。
10×1.0144×103− 1 ≒ 0.03（±°）
θ 基本確度＝ ± 0.03 ＋ 0.02×
10×103（）

10×500− 1 ＝ 0.16（±°）103(4) 基本確度 Z、θの取り得る範囲を求めます。
Zmin = 1.0144 kΩ×(1 − 0.05/100) = 1.01389 kΩ
Zmax = 1.0144 kΩ×(1 ＋ 0.05/100) = 1.01490 kΩθmin = − 78.69 − 0.03 = − 78.72 °θmax = − 78.69 ＋ 0.03 = − 78.66 °(5) Z とθの範囲から Cs の取り得る範囲を求めます。
Cs min = 1 / (Zmax×ω×sin(θmin)) ≒ 159.907 nF …… − 0.06%
Cs max = 1 / (Zmin×ω×sin(θmax)) ≒ 160.100 nF …… ＋ 0.06%

14

■仕 様
IM3523
LCRモード：単一条件で測定

測 定 モ ー ド

測 定 パ ラメー タ

連続測定モード：
保存した条件を連続で測定(最大２通り)Z, Y, θ, Rs(ESR), Rp, Rdc( 直流抵抗 ), X, G,
B, Cs, Cp, Ls, Lp, D(tanδ), Q

測 定 レ ン ジ
表

示

範

囲

IM3533

IM3533-01

LCRモード：単一条件で測定
トランス測定モード：N,M,ΔL
連続測定モード：
保存した条件を連続で測定
LCRモード（最大 60 通り）

LCRモード：単一条件で測定
トランス測定モード：N,M,ΔL
連続測定モード：
保存した条件を連続で測定
LCRモード（最大 60 通り）
アナライザモード（最大 2通り）
アナライザモード：測定周波数でスイープ(測定点：2〜801、掃引方法：通常掃引、
表示：リスト表示)

Z, Y, θ, Rs(ESR), Rp, Rdc( 直流抵抗 ), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D(tanδ), Q,
N, M, ΔL, T

100 mΩ 〜100 MΩ, 10レンジ, ( 全てのパラメータは Z で規定 )Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp : ±（0.00000［単位］〜 9.99999G［単位］）ZとYのみは絶対値表示
θ: ±（0.000°〜 180.000°）、D : ±（0.00000 〜 9.99999）、Q : ±（0.00 〜 9999.99）、Δ% : ±
（0.000% 〜 999.999%）
T : -10.0 〜 +99.9℃

基

本

確

度

測 定 周 波 数

測 定 信 号レ ベ ル

出力インピーダンス
表示

Z : ±0.05% rdg. θ: ±0.03°
40 Hz〜200 kHz (設定分解能 5 桁分解能)

1 mHz〜200 kHz (設定分解能 5 桁分解能、ただし最小分解能1 mHz)

通常モード：
Vモード・CVモード：5 mV〜 5 V rms,
1 mV rmsステップ
CCモード：10μA〜50 mA rms,
10μA rmsステップ

通常モード：
Vモード・CVモード：5 mV〜 5 Vrms, 1 mV rmsステップ
CCモード：10μA〜50 mA rms, 10μA rmsステップ
低インピーダンス高精度モード：
Vモード・CVモード：5 mV〜2.5V rms, 1 mV rms ステップ
CCモード：10 μA〜100 mA rms, 10 μA rmsステップ

通常モード： 100 Ω

通常モード： 100 Ω、 低インピーダンス高精度モード： 25 Ω

モノクロLCD

カラー TFT 5.7inch、表示 ON/OFF 設定可能

表示桁数設定3 〜 6 桁の表示桁数の設定が可能、初期値 6 桁

測2 ms (1 kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値 )

定

時

間

測 定 ス ピ ード

FAST/MED/SLOW/SLOW2
通常モード： -5.00 V〜 5.00 V（10 mVステップ ）低インピーダンス高精度モード： -2.50 V〜2.50 V（10 mVステップ ）DC バイアス測 定
測定信号レベル： 2 V固定

測定信号レベル： 2 V固定
温度補正機能： 基準温度に換算して表示
基準温度設定範囲：-10℃〜 99.9℃
温度係数設定範囲：-99,999ppm/℃ 〜 99,999ppm/℃

直流抵抗測定コン パ レ ータ
B I N

測

補

LCRモード：第１、第３項目に対して HI/IN/LO

定 主パラメータ10 分類、サブパラメータ１分類、範囲外
正2 項目について10 分類、範囲外

オープン/ショート/ロード/ 相関補正
ケーブル長：0,1 m (4 mまで確度保証 )V= √10/C

残留電荷保護機能

オープン/ショート/ロード/ 相関補正
ケーブル長：0,1,2,4 m(C: 試料の容量 [F], V= 最大400 V)

トリガ同期出力機能

アナログ計測中のみ測定信号を印加

ア ベ レ ー ジ

1 〜 256

パネルロード・セーブ

LCRモード：60、アナライザモード：2、補正値：128

メ モ リ 機 能

32,000データを本体のメモリに保存

イン タ フ ェ ー ス

EXT I/O（ハンドラ）、USB（Hi-Speed）
EXT I/O（ハンドラ）、USB（Hi-Speed ）、USBメモリ
オプション：RS-232C/GP-IB/の１種類を装着可能
LAN（10BASE-T/100BASE-TX） オプション：RS-232C/GP-IB/LAN（10BASE-T/100BASE-TX）の１種類を装着可能

使用温湿度範囲

0 ℃〜40 ℃、80 % rh以下、結露なきこと

保存温湿度範囲-10 ℃〜50 ℃、80 % rh以下、結露なきこと

電

AC 100〜240 V, 50/60 Hz, 50 VA max.

源

寸

法 ・ 質

量

付

属

品

電源コード×1、取扱説明書×1、CD-R（通信取扱説明書、サンプルソフト）×1

格

EMC : EN61326-1、安全性 : EN61010

適

合

規

約 260W×88H×203D mm, 約2.4 kg

約 330W×119H×168D mm, 約3.1 kg

15■ LCR メータシリーズ セレクション
測定スピード（代表値）

測定周波数範囲

定価（本体のみ、オプションは別）

用途／測定対象

LCR メータ一覧

LCR メータIM35361ms￥420,000（税抜き）

LCR メータIM3533

LCR メータIM35232ms
IM3533-01 ￥380,000（税抜き）IM3533￥320,000（税抜き）
2ms￥220,000（税抜き）

LCR ハイテスタ
3511-50

インピーダンス
アナライザ
IM7580A

インピーダンス
アナライザ
IM3570ケミカル
インピーダンス
アナライザ
IM35908MHz

8MHz の汎用 LCRメータ
コン デンサ、インダクタなどの電子部品

DC 1mHz200kHz

巻数比／相互インダクタンス測定などトランス専用測定が可能
IM3533 -01 は周波数スイープ測定を搭載

DC

40Hz

200kHz

自動機組み込みなど、生産ラインに適したハイコストパ フォーマンス製品
電解コン デンサ の C-D/ESR 測定、インダクタの L-Q/Rdc 測定

120Hz 1kHz
小型・単機能の LCRメータ
アルミ電解コン デンサ の生産ライン

1kHz

1.5ms
￥450,000（税抜き）

C ハイテスタ
3504

4Hz

5ms
￥180,000（税抜き）C メータ
3506 -10DC

2ms
3504-40 ￥220,000（税抜き）
3504-50 ￥250,000（税抜き）
3504-60 ￥380,000（税抜き）

0.5ms
IM7580A-1 ￥1,400,000（税抜き）IM7580A-2 ￥1,450,000（税抜き）
0.5ms￥780,000（税抜き）
2ms￥700,000（税抜き）1MHz

低容量コン デンサ用の Cメータ

DC
4Hz 40Hz
120Hz
200kHz5MHz
MLCC、フィルムコン
デンサの生産 1kHz
1mHz
42Hz
100kHz 1MHz 120MHz
120Hz 1kHz
大容量 MLCC 用の Cメータ

DC
4Hz
40Hz
120Hz
1kHz
200kHz5MHz-50/-60）、テーピングマシン
（3504
-40）
大容量 MLCC
の選別機
（3504
1mHz
42Hz
100kHz 1MHz 120MHz
1MHz

300MHzDC
4Hz 40Hz 120Hz 1kHz
200kHz
5MHz
1mHz
42Hz
100kHz 1MHz 120MHz
300MHz の高周波測定が可能
フェライトビーズ、インダクタの生産ライン

DC
4Hz
5MHz
DC
4Hz 40Hz 120Hz 1kHz
200kHz
5MHz
1mHz
42Hz
100kHz 1MHz 120MHzLCRメータとインピーダンスアナライザを１台で実現
圧電素子の周波数特性、機能性高分子コン デンサ、パ ワーインダクタ

DC 1mHz200kHzDC
4Hz 40Hz 120Hz 1kHz
200kHz5MHz
Cole- Cole プロット、
等価回路解析とインピーダンス(LCR)の測定に対応
1mHz
42Hz
100kHz1MHz120MHz
電気化学部品および材料／電池／EDLC（電気二重層コン デン サ）の測定

DC
4Hz 40Hz 120Hz 1kHz
200kHz
5MHz
1mHz
42Hz
100kHz 1MHz 120MHz

本体価格

製品名：LCR メータ IM3523
IM3533, IM3533-01

IM3523形名（発注コード）IM3523

（仕様）
─

（価格）
...¥ 220,000 ( 税抜き)

製品名：LCR メータ IM3533
形名（発注コード）（仕様）（価格）
IM3533─....¥320,000 ( 税抜き)
IM3533-01（IM3533 に機能追加）...¥ 380,000 ( 税抜き)

（付属品：電源コード、取扱説明書、CD-R（通信取扱説明書、サンプルソフト）
）

オプション

テストフィクスチャ・プローブは本体には付属されていません。
オプションのテストフィクスチャ・プローブを選択してください。
特性インピーダンス 50Ω の同軸ケーブルを使用しています（P3 参照）。

DC バイアスユニット

インタフェースユニット

DC バイアス
電圧ユニット9268 -10

GP-IBインタフェース
Z3000......¥50,000 (税抜き)

RS-232Cインタフェース
Z3001 *......¥40,000 (税抜き)

LANインタフェース
Z3002......¥47,000 (税抜き)* RS-232C ケーブルについて
RS-232C ケーブルはインタリンク対応のクロスケーブルが使用できます。
RS-232C ケーブル 9637（9 ピン -9 ピン、クロスタイプ）は、ハードウェアフロー制御の使用を伴う場合に、お使いいただけません。

DC バイアス
電流ユニット9269 -10..¥55,000 (税抜き)..¥55,000 (税抜き)

直結型 , 40Hz〜8MHz, 最大印加電圧
DC±40V

直結型 , 40Hz〜2MHz, 最大印加電流
DC 2A（最大印加電圧 DC±40V）＊内部インダクタンス300μH が試料と並列に接続されます。

9268 -10 または 9269-10 使用の際は、外付けの定電圧源、定電流源が必要になります。

温度プローブ
シース形温度プローブ9478（防水構造）

GP-IB 接続ケーブル 9151-02

Pt100, 先端φ2.3mm, コード長1m, 防水性：EN60529:1991,IP67....................¥14,000 (税抜き)2m.......................¥ 28,000 (税抜き)

単位：mm

リード部品用 プローブ、テストフィクスチャ
4 端子プローブ
L2000

テストフィクスチャ
9261-10..¥80,000 (税抜き)
ケーブル長 1m, DC〜8MHz,
特性インピーダンス50Ω, 4 端子対構造 ,
測定可能端子直径 : 0.3〜 5mm... ¥77,000 (税抜き)
ケーブル長 1m, DC〜8MHz,
特性インピーダンス50Ω, 4 端子対構造 ,
測定可能端子直径 : 0.3〜1.5mm

4 端子プローブ
9140 -10

テストフィクスチャ
9262..¥35,000 (税抜き)
ケーブル長 1m, DC〜200kHz,
特性インピーダンス50Ω, 4 端子対構造 ,
測定可能端子直径 : 0.3〜 5mm... ¥42,000 (税抜き)
直結型 , DC〜8MHz,
測定可能端子直径 : 0.3〜2mm

SMD 用テストフィクスチャ
SMD テストフィクスチャ
IM9110

SMD テストフィクスチャ
IM9100.¥380,000 (税抜き).¥550,000 (税抜き)

SMD テストフィクスチャ
9677

ピンセットプローブ
L2001¥50,000 ( 税抜き )...¥107,000 (税抜き)※ IM9901 ×1 標準付属

直結型 ,0201サイズの SMD に対応 , 側面に電極があるSMD用,電極 2 端子構造 ,DC〜1 MHz0402,0603,1005,3 サイズの SMDに対応 ,電極４端子構造 , 高精度測定を可能にするテス
トフィクスチャ

SMD テストフィクスチャ
9699

SMD テストフィクスチャ
9263...¥120,000 (税抜き)
直結型 , 底面に電極があるSMD用,
DC〜120MHz, 試料寸法：幅1.0 〜
4.0mm, 高さ1.5mm 以下..... ¥88,000 (税抜き)

直結型 , DC〜8MHz,
試料寸法：1〜10mm

直結型 , 側面に電極がある SMD 用 ,
DC 〜 120MHz, 試料寸法：3.5 ±0.5mm

ケーブル長 730mm, DC〜 8MHz, 特性イン
ピーダンス50Ω, 4 端子対構造 , 電極 2 端子,
先端電極間隔 : 0.3〜約 6mm

L2001 用 オプション
ピンセット先端交換用部品

コンタクトチップ IM9901¥4,000 ( 税抜き )適用チップサイズ：1608 〜 5750 (JIS)コンタクトチップ IM9902¥15,000 ( 税抜き )適用チップサイズ：0603 〜 5750 (JIS)

電気化学測定用 4 端子プローブ
4 端子プローブ
9500-10..¥28,000 (税抜き)

ケーブル長 1m, DC〜200kHz, 特性イン
ピーダンス50Ω, .4 端子対構造 , 測定可能
端子直径：0.3〜2mm

お問い合わせは ...

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら
本社 カスタマーサポート

0120-72-0560（9:00 〜12:00, 13:00 〜17:00, 土・日・祝日を除く）

0268-28-0560
詳しい情報はWEBで検索

info@hioki.co.jp
HIOKI■本カタログの記載内容は 2018 年 10 月 1 日現在のものです。 ■本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 ■本カタログで使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
校正書類について 校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
IM3523J16-8XB
販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は本社受注センターまで。 TEL 0268-28-1688 FAX は弊社営業拠点と共有で受信できますので、担当営業拠点宛にお願いします。