DSRC 通信ユニット

ME9115/A
取扱説明書

Ver.1.04 2016.9

マイクロニクス株式会社

OM-120066） 自己チェック機能試験開始の実行キーを押すと、ME9115 は試験前に、CPU 内 RAM と外部 RAM のリード/ライトチェックおよびプログラム ROMのチェックサムを行います。異常があれば下記画面のように表示して、以降の動作を停止します。
キキイジョウ□■■■メ モ
LCD 及びブザーが異常を知らせた場合は、下記の対応を行ってください。
異 常対 応キャリア有り (キャリアセンス)
周辺に路側機があるか確認し、ある場合はさらに離れた場所で WCN 読取を行って下さい。やむを得ずその場所で行う場合は、テスタのアンテナ面が路側機の反対側に向く位置（路側機を遮る位置）でお使い下さい。
電池切れ (デンチコウカン)
新しい乾電池に交換して下さい。
機器異常 (キキイジョウ)
機器異常のサインが出る場合は、お買い求め先にご連絡下さい。
異常発生時は方向、実行キーでメニュー画面に戻ります。

7） セットアップパワーオフ機能
電源をオンした時のチャネルとプロファイルの設定値は、前回電源をオフした時の設定値となります。したがって、同じ設定で試験や測定をする場合大変便利です。
8） オートパワーオフ機能
ME9115 は電源オフの選択メニューがありますので通常はこれで電源をオフします。しかし、電源をオフし忘れた場合でも最後のキー操作から 5 分後に電源は自動的にオフします。
9） USB 通信
ME9115 はリムーバブルディスクとして動作しますので、メモリにセーブされた測定データを USB インタフェースを介して PC へ転送することができます。ME9115 と PC を USB ケーブルで接続すると下記画面のように表示され、ケーブルを外すと元の画面に戻ります。
ＵＳＢ セツゾク チュウ

7WCN 読取操作説明
1）WCN 読取方法
・WCN 読取する車載器の電源をＯＮします。
・本器は車載器から１.７ｍ離し、アンテナ面に平行にして使用します。
・本器電源をＯＮしメニュー画面で「ＷＣＮ ヨミトリ」を選択し実行します。
ME9115A
１.７ｍ

車載器2） WCN の確認
・本器の電源をＯＮしメニュー画面で「ＷＣＮ（○○○/１００）」を選択します。
この状態でＷＣＮの保存件数を確認できます。
・実行キーで保存内容を確認できます。
・実行キーで元のモード画面に戻ります。
・下図にメモリ内部のイメージを示します。
メモリ内は番号とＷＣＮで構成され、方向キーで最大１００件までのＷＣＮを確認することが出来ます。
メモリ内部イメージ
Ｎｏ＿ＬＣＤ画面表示

ＷＣ Ｎ

００＿○○○＿○○○～○○○

０１＿○○○＿○○○～○○○

０１＿○○○＿○○○～○○○
０２＿○○○＿○○○～○○○
０３＿○○○＿○○○～○○○．
．
．
９８＿○○○＿○○○～○○○
９９＿○○○＿○○○～○○○

ご注意
本器では、最も新しいＷＣＮの番号を「００」とし、最も古いＷＣＮの番号を「９９」とします。１００件保存している状態でＷＣＮ読取を行った場合、古いＷＣＮデータより削除されます。同じＷＣＮの場合は保存されません。

83） WCN データのコピー、移動、削除
・本器の電源をＯＮします。
・本器とパソコンをＵＳＢケーブルで接続します。ＵＳＢ接続中は「ＵＳＢ セツゾクチュウ」と表示し、他の動作は行えません。
・パソコン画面上に ME9115 を認識し、リムーバブルディスクとして表示されます。
フォルダを開き、中に作成されたファイル（ＷＣＮＬＩＳＴ．ＣＳＶ）をコピー、移動、削除します。
・ＵＳＢの切断時は必ずパソコンで「ハードウェアの安全な取り外し」を実行して、ケーブルを抜くようにして下さい。メモリが正常に動作しなくなる可能性があります。
・本器の電源をＯＦＦします。
・ＷＣＮデータは「ＷＣＮＬＩＳＴ．ＣＳＶ」というファイル名で保存しており、パソコンにファイルを転送後、エクセル・ノートパッド等のソフトにて中を確認することが出来ます。ファイルは全て半角文字を使用しています。

Ｎｏ,ＷＣＮ
００,○○○ ○○○○○○○○○
０１,○○○ ○○○○○○○○○
０２,○○○ ○○○○○○○○○ＷＣＮＬＩＳＴ．ＣＳＶ

ご注意・本器のメモリに他のファイルを入れたときの動作は保証しません。
・「ＷＣＮＬＩＳＴ．ＣＳＶ」を編集して本器に戻し使用しないで下さい。誤動作の原因となります。
・ＵＳＢ接続中は乾電池を外すなど、電源を切る行為はやめて下さい。メモリが正常に動作しなくなる可能性があります。
また、電池消耗が大きいのでデータの移動が終了しだいパソコンから本器を速やかに取り外してください。
・本器の適用距離は１．４～２．０ｍとなっており、距離が違ったり角度がずれた場合には以下の不具合が起こる可能性がありますので、距離をメジャー等で測定し、上記範囲内であることを確認してご使用下さい。
●２．０ｍ以上離した場合や角度が平行から極端にずれた場合は、車載器を正常に取り付けても、正常にＷＣＮ読取できない場合があります。
●１．４ｍ未満の距離では、熱線反射ガラス※の車両でもＷＣＮ読取できないことがあります。
※熱線反射ガラスの車両は、電波の吸収が多いため車載器を取り付けることはできません。
・本器によるＷＣＮ読取結果の扱いやそのＷＣＮ読取結果にかかわるクレーム等に関して、ＯＲＳＥ（財団法人道路システム高度化推進機構）は一切の責任を負いません。
・本器とパソコンをＵＳＢケーブルで接続しても、パソコン画 面 上 にME9115が認 識 されない場 合 は、リムーバブルディスクのドライブ文字とネットワークドライブのドライブ文字が重なってしまっている場合があります。ネットワーク管理者に相談し、ネットワークドライブのドライブ文字を変更してください。

9ME9115/A 仕様
項目【送信特性】
送信周波数
確度
送信電力
スプリアス発射または不要発射の強度

占有周波数帯幅
隣接チャネル漏洩電力

キャリアオフ時漏洩電力
信号伝送速度確度
変調指数/精度【受信特性】
受信周波数
受信感度
副次的に発する電波の強度
最大許容入力【通信特性】
変調方式
通信プロファイル
通信方式
通信形態
ＳＡＭ
【WCN 読取】【USB 通信】性

能5775，5780，5785，5790，5795，5800，5805 MHｚ±5ppm 以内-1.7±1.9dBmeirp 以内＠ASK はピーク電力、QPSK はバースト内平均電力
スプリアス領域 ： 2.5μW 以下
帯域外領域 ： 25μW 以下
境界の周波数 ： 搬送波±12.2MHｚ
4.4MHz 以下－30dBc 以下＠5±2.2MHz－40dBc 以下＠10±2.2MHz※ASK はピーク電力、QPSK はバースト内平均電力
2.5μW 以下
1024kbps＠ASK
4096kbps＠QPSK±100ppm 以内
0.75 以上＠変調指数（ASK）
10.0％以下＠変調精度（QPSK）
5815，5820，5825，5830，5835，5840，5845MHｚ
約－48dBmeirp＠本器前面にて※ASK はピーク電力、QPSK はバースト内平均電力
2.5μW 以下
＋3dBmeirp＠本器前面にて
ASK 変調、π/4QPSK 変調
プロファイル 9～12 に対応
半二重
ポイント―ポイント（車載器 1 台との通信）無し
読取対象 ： 車載器
チャネル ： 全 7 チャネル
プロファイル ： 全 4 プロファイル
バージョン ： USB2.0 準拠
転送速度 ： フルスピード
コネクタ ： ミニ B コネクタ

10項
【一般機能】
表示器
電源
動作温度
保存温度
耐水性
大きさ
重さ
標準附属品

目性

能

16 文字 1 行 LCD
単 3 アルカリ乾電池－10～＋45℃－20～＋65℃
JIS C0920 防滴 I 型相当（高さ 200mm、降水量 1mm/分、10 分間滴下）
138（W） ｘ 101（H） ｘ 30（D） mm （把手、突起物含まず）
約 250g
単 3 アルカリ乾電池 2 本、USB ケーブル、取扱説明書※ 仕様、形状は事前の断りなしに変更されることがあります。

11

保証とアフターサービス(よくお読み下さい)．本製品の保証期間は、お買い上げ後１年です。
１年間保証を受けるためには、セットに同梱されているユーザ登録カードをお送りいただく必要があります。
必要事項をご記入の上、ユーザ登録カードに記載されている宛先へＦＡＸまたは郵送で送付願います。
２．保証期間内に正常な使用状態で使用していて故障した場合は、無償修理いたします。
３．保証期間内でも次のような場合は有償修理となります。
（１） 火災・天災による故障または損傷の場合（２） お買い上げ後の輸送・移動時の落下等お取扱いが不適当なために生じた故障または損傷の場合（３） 説明書に記載の使用方法や注意事項に反するお取扱いによって生じた故障または損傷の場合（４） 改造やご使用の責任に帰すると認められる故障や損傷の場合（５） 日本国外で使用した場合
４．本製品の故障またはその使用上生じた直接および間接の損害については、当社はその責に任じません。
５．修理依頼については、メーカに持ち込んでの修理となります。お買い求め先へご用命下さい。
６．アフターサービス：本器の内容及び操作方法等についてご質問は下記にお問い合わせください。

代理店欄

製造者 ： マイクロニクス株式会社〒193-0934 東京都八王子市小比企町 2987-2
TEL 042(637)3667 FAX 042(637)0227
http://www.micronix-jp.com
E-mail:info@micronix-jp.com

12