Taurus

電波暗箱/シールドボックス

トー ラスシリーズ

Taurus シリーズはインタフェースモジュールを多種揃えることにより低価格、短納期を実現。

計測器メーカが提供する高品質・高信頼性の電波暗箱/シールドボックスです電波暗箱タイプ

MY1510￥198,000( 税別 )軽量で持ち運びも便利な小型サイズ。
20万円以下と大変お求め易い価格でのご提案。
標準仕様
型式

MY1510

外形寸法

380（W) ×165（H) ×380（D)mm

内部寸法

約315(W) ×100(H) ×315(D)mm

重量約3.5kg

シールド性能70dB typ ＠2.4GHz

吸収性能

20dB 以上（MYA-75：2.4GHz 以上）

コネクタ

SMA2個（背面）I/F モジュール

最大1台（背面）オプション

I/F モジュール※寸法は突起物等を除きます。 重さは IF モジュールは含みません。 寸法、 重さはおおよそになります。

■ I/F モジュール装着時
SMA コネクタ 2個 ( 標準 )IF モジュール（オプション）

2電波暗箱タイプ

MY1515￥355,000( 税別 )排気ファン / 吸気口搭載タイプ。 電波
暗箱内部の熱上昇を抑えて、 エージン
グ試験等の長時間の連続運転で理想的な試験環境を実現。
標準仕様
MY1515型式
外形寸法

465(W) ×214(H) ×465(D)mm

内部寸法

約400(W) ×150(H) ×400(D)mm

重さ

約10kg

シールド性能70dB typ ＠2.4GHz

吸収性能

20dB以上（MYA-75：2.4GHz以上）

AC ファン

0.56立方 m/min（最大風量）@背面、吸気口＠左側面

コネクタ

SMA8個（背面）I/F モジュール

最大1台（背面）オプション

I/F モジュール※寸法は突起物等を除きます。 重さは IF モジュールは含みません。 寸法、 重さはおおよそになります。

■ I/F モジュール装着時
SMA コネクタ 8個 ( 標準 )吸気口

AC ファンIF モジュール（オプション）

3電波暗箱タイプ

MY1520￥478,000( 税別 )多用途に対応する最も汎用的な中型サイズ。 正面開口で作業性に非常に優れています。
標準仕様
型式MY1520

外形寸法

520(W) ×520(H) ×520(D)mm

内部寸法

約455(W) ×455(H) ×455(D)mm

重さ約15kg

シールド性能70dB typ ＠2.4GHz

吸収性能

20dB以上（MYA-75：2.4GHz以上）

コネクタ

SMA2個（背面）I/F モジュール

最大2台（背面）オプション• I/F モジュール• 木製テーブル MT104• 電波吸収体の変更
・MYA-77：+50,000円※寸法は突起物等を除きます。 重さは IF モジュールは含みません。 寸法、 重さはおおよそになります。

■ I/F モジュール装着時

木製テーブル MT104

SMA コネクタ 2個 ( 標準 )キャスター付きで移動に便利。
対応製品• MY1520/N• MY1520SW

大きさ (W × H × D） 600×700×600mm
耐荷重100kg185,000円

電波暗箱の脚ゴムをはめる穴があり、 滑るのを防ぎます。

IF モジュール（オプション）

4電波暗箱タイプ

MY1520SW￥656,000( 税別 )大型のシールドウィンドウを標準装備。
電波暗箱の外から EUT の状態変化が確認できます。 表示内容の変化、 高速データ通信時の動作確認など、 幅広い試
験環境に対応します。
標準仕様
型式

MY1520SW

外形寸法

520(W) ×520(H) ×520(D)mm

内部寸法

約455(W) ×455(H) ×455(D)mm

重さ

約15kg

シールド性能70dB typ ＠2.4GHz

吸収性能

20dB以上（MYA-75：2.4GHz以上）

シールドウインドウ寸法

300（W) ×200（H)mm

コネクタ

SMA2個（背面）I/F モジュール

最大2台（背面）オプション• I/F モジュール• 木製テーブル MT104※寸法は突起物等を除きます。 重さは IF モジュールは含みません。 寸法、 重さはおおよそになります。

■ I/F モジュール装着時

木製テーブル MT104

SMA コネクタ 2個 ( 標準 )キャスター付きで移動に便利。
対応製品• MY1520/N• MY1520SW

大きさ (W × H × D） 600×700×600mm
耐荷重

100kg
185,000円

電波暗箱の脚ゴムをはめる穴があり、 滑るのを防ぎます。

IF モジュール（オプション）

5電波暗箱タイプ

MY1525￥428,000( 税別 )シールド性能90dB に対応。 排気ファン／吸気口を標準搭載。
標準仕様
型式

MY1525

外形寸法

460(W) ×570(H) ×582(D)mm

内部寸法

約340(W) ×340(H) ×400(D)mm

重さ

約17kg

シールド性能90dB typ ＠2.4GHz

吸収性能

20dB以上（MYA-77：1.2GHz以上）

AC ファン

0.56立方 m/min（最大風量）@背面、吸気口＠右側面

コネクタ

SMA2個（背面）I/F モジュール

最大1台（床面）

オプション

I/F モジュール（工場出荷時）※寸法は突起物等を除きます。 重さは IF モジュールは含みません。 寸法、 重さはおおよそになります。

AC ファン■ I/F モジュール装着時
SMA コネクタ 2個 ( 標準 )吸気口

6IF モジュール（オプション）

電波暗箱タイプ

MY1527￥768,000( 税別 )シールド性能90dB に対応。 排気ファン／吸気口を標準搭載。
低受信感度テスト、 大容量光通信、 多接続系テスト等、 情報通信機器の評価に最適。
標準仕様
型式

MY1527

外形寸法

約620(W) ×740(H) ×626(D)mm

内部寸法

約500(W) ×500(H) ×500(D)mm

重さ

約26kg

シールド性能90dB typ ＠2.4GHz

吸収性能

20dB 以上（MYA-77：1.2GHz 以上）

AC ファン

0.56立方 m/min（最大風量）＠背面、 吸気口＠右側面

コネクタ

SMA ×4個（背面）I/F モジュール

最大1台（床面）

オプション( 工場出荷時 )• I/F モジュール（IFM10/11）• 貫通管（TP-8/10）• SMA コネクタ追加（最大16個 内標準4個）※寸法は突起物等を除きます。 重さは IF モジュールは含みません。 寸法、 重さはおおよそになります。

AC ファン

拡張用ポート
12ヶ所

貫通管（オプション）■ I/F モジュール装着時
SMA コネクタ
4個 ( 標準 )吸気口
IF モジュール
（オプション）

7

電波暗箱タイプ

MY1530￥1,080,000( 税別 )大きな試験物に対応した大型サイズ。
オプションでターンテーブルを装着可能。
標準仕様
型式

MY1530外形寸法

1120(W) ×705(H) ×620(D)mm

内部寸法約1000(W)×500(H)×500(D)mm

重さ

約56kg

シールド性能70dB typ ＠2.4GHz

吸収性能

20dB以上（MYA-77：1.2GHz以上）

コネクタ

SMA4個（背面2個、 両側面各1個）

I/F モジュール

最大4台（背面）オプション• I/F モジュール• 木製テーブル MT105• ターンテーブルユニット MT103• 電波吸収体の変更
・MYA-75：無償
・MYA-79：+400,000円※寸法は突起物等を除きます。 重さは IF モジュールは含みません。 寸法、 重さはおおよそになります。

■ I/F モジュール装着時
SMA コネクタ 背面×2個 ( 標準 )SMA コネクタ
両側面×2個 ( 標準 )木製テーブル MT105

ターンテーブルユニット MT103
MY1530／1530N 用の手動ターンテーブルユニット。

キャスター付きで移動に便利。
対応製品

MY1530/N

大きさ (W × H × D） 1220×700×720mm
耐荷重100kg
290,000円

8IF モジュール（オプション）

大きさ200mm φ

耐荷重10kg

材質

アクリル

回転角度

360°
170,000円

シールドボックスタイプ

Taurus N
電波吸収体の無いシールドボックスタ
イプ。 内部反射が気にならない用途向け。

MY1510N

MY1530N

軽量で持ち運びも便利な小型サイズ。 20万円以下と大変お求め易い価格。

大きな試験物に対応した大型サイズ。 大型サイズで100万円以下を実現。
オプションでターンテーブルを装着可能。

外形寸法

380(W) ×165(H) ×380(D)mm

外形寸法

内部寸法

約375(W) ×160(H) ×375(D)mm

内部寸法約1115(W)×615(H)×615(D)mm

重さ

約1.9kg

重さ

約42kg（I/F モジュールを含まず）シールド性能60dB typ ＠2.4GHz

シールド性能60dB typ ＠2.4GHz

吸収性能

吸収体はありません

吸収性能

吸収体はありません

コネクタ

SMA2個（背面）コネクタ

SMA4個（背面2個、 両側面各1個）

I/F モジュール

最大1台（背面）I/F モジュール

最大4台（背面）オプション

I/F モジュールオプション• I/F モジュール• 木製テーブル MT105• ターンテーブルユニット MT103

830,000円

165,000円

1120(W) ×705(H) ×620(D)mmMY1520N
多用途に対応する最も汎用的な中型サイズ。 正面開口で作業性に非常に優れています。
外形寸法

520(W) ×520(H) ×520(D)mm

内部寸法

約515(W) ×515(H) ×515(D)mm

重さ

約12.3kg （I/Fモジュールを含まず）シールド性能60dB typ ＠2.4GHz

吸収性能

吸収体はありません

コネクタ

SMA2個（背面）I/F モジュール

最大2台（背面）オプション• I/F モジュール• 木製テーブル MT104※寸法は突起物等を除きます。 重さは IF モジュールは含みません。 寸法、 重さはおおよそ348,000円になります。

9IF モジュール
AC、 DC、 LAN、 USB、 SMA、 BNC、 N、 D-sub コネクタおよび貫通管を取り付けたモジュール。
使用目的に応じた I/F モジュールを選択することができます。
■ Taurus、 MY2500、 MY3700シリーズ用（MY1525/MY1527除く）
モデル

取付コネクタ価格

IFM1AC(1個 )、 LAN ※1(1個 )、 USB ※3(1個 )、 D-sub9※5(1個 )99,000円

IFM2AC(1個 )、 LAN ※1(2個 )、 USB ※3(2個 )、 D-sub9※5(1個 )107,000円

IFM3AC(1個 )、 LAN ※1(2個 )、 USB ※3(2個 )、 D-sub25※6(1個 )112,000円

IFM4DC(1組 )、 LAN ※1(1個)、USB ※3(1個)、D-sub9※5(1個)、D-sub25※6(1個 )98,000円

IFM5B

SMA(4個 )、 BNC(2個 )、 N(2個 )59,000円

IFM6-1貫通管 (1個 )72,000円

IFM6-2貫通管 (2個 )IFM7AC(1個 )、 LAN ※2(1個 )、 USB ※4(1個 )159,000円

IFM8DC(2組 )、 LAN ※2(1個 )、 USB ※4(1個 )155,000円

IFM9

LAN ※2(2個 )、 USB ※4(2個 )126,000円

90,000円

IFM6の貫通管は以下の5種類から、 1つまたは2つ取り付けます。

２台の I/F モジュールを取り付けた MY1520

IFM6 管通管
L ±0.1貫通管内部に電気伝導体を含む物質を挿入するとシールド性能が低下するおそれがあります。
管長さ L(mm)適用周波数

シールド性能 (dB)

47.6(W) ×22.2(H)

170～2GHz60

TP-640.4(W) ×20.2(H)

170～3GHz60

TP-734.9(W) ×15.8(H)150～3.5GHz

60

TP-828.5(W) ×12.6(H)150～4GHz60

TP-1022.8(W) ×10.1(H)150～4.5GHz

60

H ±0.1

管内部寸法 (mm)型式
TP-5W ±0.1

※1． Cat 5e 相当，PoE 非対応※2． Cat 6A相当，PoE+ 対応■ MY1525/MY1527専用モデル※3． USB2.0， Type-A(内・外)，Power Delivery(PD)非対応
取付コネクタ

※4． USB3.1 Gen1， Type-A( 内・外 )， Power Delivery(PD)

価格

IFM10AC(1個 )、 LAN ※1(1個 )、 USB ※3(2個 )、 D-sub9※5(1個 )125,000円

IFM11DC(1組 )、 LAN ※1(1個 )、 USB ※3(2個 )、 D-sub9※5(1個 )118,000円

IFM1非対応※5． オス ( 内・外)， 嵌合M2.6( ミリネジ)※6． メス ( 内・外)， 嵌合M2.6(ミリネジ )IFM2
USB2.0D-sub9ピン

USB2.0ACACLANIFM3

D-sub9ピン

IFM4
USB2.0AC10LAND-sub25ピン

LANDC

USB2.0LAN

D-sub9ピン

D-sub25ピン

IF モジュール
IFM5B

IFM6-1

N

BNC

SMA

貫通管

IFM7

IFM6-2

LAN

USB3.0

AC貫通管

IFM8

IFM9LAN

USB3.0DCUSB3.0

IFM10

IFM11LANUSB2.0LAN

D-sub9ピン

LANAC

USB2.0D-sub9ピン

DC11オ プション
電波吸収体

ポータブルアンテナ M301～ M310

Taurus シリーズでは、 直線、 楕円および円偏波に関わらず同様な特性を発揮するウレタン系の電波吸収体を取り付けています。
標準は MY1510/1515/1520/1520SW では MYA-75、 MY1525/1527/1530ではMYA-77です。
ただし、 MY1520では MYA-77へ、 MY1530では MYA-75または MYA-79へオプションで変更することができます。

電界強度測定用のアンテナ。

M301

M302

M303

M304

M305

M306

15,000円＠ M301〜 M304
MYA-75

項目

M308

モデル

M309

M310

周波数範囲

20,000円＠ M305／ M307

M301

0.8〜1GHz

MYA-7933,000円＠ M306／ M308／ M309

M302

1.25〜1.65GHz

約30mm

約60mm

約120mm39,000円＠ M310

M303

1.7〜2.2GHz

2.4GHz 以上

1.2GHz 以上

0.6GHz 以上■ コネクタ ：SMA(P)M304

2.25〜2.65GHz

10dB

1GHz

350MHz250MHzM305

300〜500MHz

15dB

1.9GHz700MHz370MHzM306

4.8〜6.2GHz

20dB

2.4GHz1.2GHz600MHzM307

470〜770MHz

24dB≧5.6GHz≧2.5GHz≧1.2GHz

M308

3.6〜4.2GHz

M309

4.4〜4.9GHz

M310

5.9～7.2GHz

厚さ
周波数範囲
吸収性
能MYA-77M307

電波吸収体の特性データ

反射損失(金属板との比較値を で表示)

同軸ケーブルdB

周波数帯域、 コネクタおよび長さ毎に多種の同軸ケーブルを取り揃えています。

周波数 GHz

電動ターンテーブル MT107

コネクタ
SMA(P)/BNC(P)長さ1.5m DC 〜2GHz

周波数範囲15,000円

価格

MC201

SMA(P)/SMA(P)0.5m DC 〜18.5GHz

22,000円

アンテナ放射パターン・ビームフォーミング・ビームトラッキング等の評価に使用

MC202

SMA(P)/SMA(P)3m DC 〜18.5GHz

49,000円

できます。

MC203

SMA(P)/SMA(P)4m DC 〜18.5GHz

57,000円

小型かつ低背仕様で、 弊社製電波暗箱に組み込むことができます。

MC204

SMA(P)/SMA(P)1.5m DC ～18.5GHz

23,600円

小型アンテナ・無線機器の評価に好適。

MC301

SMA(P)/SMA(P)0.5m DC 〜10GHz

15,000円アクリル台と筐体の間に電波吸収体が挟まっています。

MC302

SMA(P)/SMA(P)1m DC 〜10GHz

16,000円

モデル

12モデル
MC102

電波吸収体価格

MT107-MYA75

MYA-75￥390,000

MT107-MYA77

MYA-77￥430,000MC303

SMA(P)/SMA(P)1.5m DC 〜10GHz

17,000円

MC304

SMA(P)/N(J)0.2m DC 〜4GHz

13,000円

MC305

SMA(P)/N(P)0.2m DC 〜4GHz

13,000円

MC306

SMA(P)/BNC(J)0.2m DC 〜2GHz

13,000円

MC307

SMA(P)/BNC(P)0.2m DC 〜2GHz

11,000円

MC308

N(P)/N(P)0.5m DC 〜10GHz

12,000円

MC309

N(P)/N(P)

1m DC 〜10GHz

13,000円

MC310

N(P)/N(P)1.5m DC 〜10GHz

14,000円

MC311

N(P)/SMA(J)0.2m DC 〜10GHz

10,000円

MC312

N(P)/BNC(J)0.2m DC 〜2GHz

9,200円MC313

N(P)/BNC(P)0.2m DC 〜2GHz

8,800円MC314

BNC(P)/BNC(P)1.5m DC 〜2GHz

4,000円特注・カスタマイズ事例
当社では、 多様・高度化する様々なアプリケーション・用途に対応する、 電波暗箱（シールドボックス）を国内自社工場にて、 高い信頼性と確かな技術で製造しております。
カタログ掲載品（標準ラインアップ）の販売以外にも、 お客様のご要望に合わせた、 特注品製作ならびに標準品の改造等も承っております。 是非ご相談ください。

事例1：標準品をベースとしたカスタマイズ

事例2：IF モジュールの新規設計
電波暗箱は標準品を使用し、 オプションのインタフェースモジュールのみを新規設計。
試験用途に合わせた構成に対応。

■ その1
USB ドングルを用いたマルチホップ試験用に、 USB ポート数を最大化。
USB ×12ポート■ その2
AC と DC を1つのモジュールに搭載し、 小型暗箱でも両電源を供給可能に。
主な用途

特長

無線通信モジュールの出荷検査（無線系）

AC、 DC、 USB、 LAN 各1• Wi-SUN 機器の生産ライン用に、 標準品 MY1520をカスタマイズし最適化を実施。
• 大型キャッチクリップを採用し、 開閉作業性を向上。
• 吸収体の摩耗防止加工を施工。

外形寸法

約 590(W) ×560(H) ×658(D)mm

内部寸法

約 400(W) ×400(H) ×400(D)mm （突起物等を除く）

重量

約 20kg

シールド性能80dB typ ＠900MHz ～6GHz

吸収性能

20dB ＠1.2GHz 以上

コネクタ

SMA ×2I/F

Taurus 用 IF モジュールを最大2台装着可■ その3
エアターミナルブロックを搭載し、 暗箱内部にエア供給を可能にした。
Φ4継手・2系統、 電磁弁用ブラケット

関連製品
高速プログラマブルアッテネータ MAT800128k ワードの内蔵メモリに格納された減衰量データを読み出すことによって、 任意の減衰量パターンを発生。 マイクロ波信号の振幅カーブを自由に作り出すことができます。 読出し速度は最高2μ s/ ワード、 切り換え時のスパイクは発生しません。 減衰量パターンは標準付属の 「減衰量プログラム作成ソフト MAS800」を使い、 PC 上で作成して本器のメモリに転送。
移動体通信機器のハンドオーバー試験や ETC ／ DSRC の動的動作試験など無線通信のエアー・シミュレーションに最適。
周波数帯域毎に5モデルを用意。
項目

周波数帯域

モデル A

モデル B

モデル C

モデル D

モデル E

1.5〜4.5GHz

3〜9GHz4.5〜12.5GHz

1.95〜5.85GHz

0.75〜2.25GHz

970,000円

960,000円

最大減衰量80dB

減衰量最小ステップ

0.05dB
960,000円

価格

980,000円

高速プログラマブルアッテネータ MAT810

990,000円

ステップアッテネータ MAT850
マイクロ波帯電気信号の減衰量を LED 表示で確認しながら切り換えることができる小型軽量のステップアッテネータ。 ノブ切換え時にチャタリングやスパイクは発生しません。
携帯電話 ･WiMAX・ETC・無線 LAN･ 無線通信機の通信品質の評価に最適。

マイクロ波帯電気信号の減衰量を超高速 (2μ s) で切り換えることができる多機能プログラマブルアッテネータ。 減衰量パターンは標準装備の作成ソフトを使い、PC 上で作成し本器のメモリに転送。
携帯電話・WiMAX・ETC・無線 LAN･ 無線通信機の通信品質の評価に最適。
680,000円

周波数帯域300MHz 〜6.6GHz

最大減衰量

60dB

減衰量最小ステップ

0.05dB

368,000円

周波数帯域300MHz 〜6.1GHz

最大減衰量60dB

減衰量最小ステップ

0.1dB

13

アプリケーション事例
電波吸収性能早見ガイド

標準アンテナ法によるアンテナゲイン測定

電波暗箱とスペアナを活用した標準アンテナ法によるアンテナゲイン測定方法をご紹介します。
アプリケーション
アンテナゲインを評価するには、 通常、 校正された標準アンテナや電波暗室が必要ですが、 トラッキングジェネレータ付きスペアナと電波暗箱を用いることでシンプルに評価することができます。
• 基準アンテナ（ゲインが既知のアンテナ）との比較により EUT のゲインを求めます。
• 測定環境としては放射パターン測定と同じく、 電波暗室（電波暗箱）で行います。
• 主に MHz 帯ではダイポールやログペリアンテナ、 GHz 帯ではホーンアンテナを用います。

ソリューション
■ 測定手順
① スペアナの中心周波数とスパンを測定したい帯域に合わせて設定しま

図1す。
電波暗箱

② トラッキングジェネレータ出力を基準アンテナ端で計測します。 【図1】
結果を 「A(dBm)」 とします。
③ 受信アンテナと基準アンテナ (Tx) を用意し、 電波暗箱内に一定の距離をとって設置します。

ターンテーブル

④ 電波暗箱の扉を閉め、 測定を実行します。 【図2】
結果を 「X(dBm)」 とします。

スペクトラムアナライザ⑤ 基準アンテナ (Tx) を取り出し、 同じ位置に EUT を設置します。
⑥ 電波暗箱の扉を閉め、 測定を実行します。 【図3】図2⑦ EUT の最大放射方向が不明な場合はターンテーブルを回転させ、 ピー
電波暗箱クゲインを探します。 結果を 「Y(dBm)」 とします。
受信アンテナ⑧ 以下の式より EIRP EUT (dBm) を求めます。

基準アンテナ

EIRP Tx (dBm) ＝ A(dBm) ＋ Gain Tx (dBi)
EIRP EUT (dBm) ＝ Y(dBm) － X(dBm) ＋ EIRP Tx (dBm)⑨ 以下の式より EUT のゲインを求めます。

ターンテーブル

Gain EUT (dBi) ＝ EIRP EUT (dBm) － EUT 送信電力 (dBm)※ EIRP：等価等方放射電力

スペクトラムアナライザ※ EUT のアンテナが一体型の場合等において、 EUT 送信電力とゲインが分離できないときは、 EIRP が最終結果となります。

図3

電波暗箱
受信アンテナ
EUT

サポートソフト置台
ターンテーブルスペクトラムアナライザ

システム構成・価格
製品
電波暗箱（手動または電動ターンテーブル付き）
アンテナ（基準および受信）
スペクトラムアナライザ（トラッキングジェネレータ付き）
その他、 ケーブル・スタンド・オプション各種

14価格

備考

￥1,250,000～ ※ MY1530＋手動ターンテーブルの場合お問い合わせください※ダイポール、 ホーン、 ログペリアンテナなど￥698,000～ ※ MSA438TG の場合お問い合わせください

IFモジュール

電波吸収性能早見ガイド

ウレタン系吸収体
フラット型

MY1515

MY1510■ Taurus シリーズ
■ 生産ラインシリーズ■ ハンドインシリーズ■ その他

MY1520

MY1520SW

ピラミダル型■ ミリ波タイプ■ 大型タイプ

MY1525

MY1527フェライト系吸収体■ 平タイル型
MY1530■ グリッド型■ 簡易電波暗室

MY2510

MY2520※右 表 は 電 波 吸 収 性 能 が 20 な い し は 30dB
以 上 得 ら れ る 周 波 数 範 囲 を 示 し て い ま す。

MY5220

し た が っ て、 当 該 周 波 数 の 範 囲 で な け れ ば使 用 で き な い、 と い う こ と は あ り ま せ ん。
機種選定における検討資料としてご利用ください。

MY4620※吸収性能の評価は、 導波管法と NRL アーチ測定法によります。 なお、 測定は裏面が金属の場合です。
※性能値は代表値であり、 保証値ではありません。

ME8668

MY3710MY3710HS

MY3720ME8661A

ME8661B

MY6520MY5630MY5630ET

MY5305

MY5310MY5310S

MY5310SU

MY5410ME8669MY5700シリーズ

0.1
0.03

0.6

11.2 1.4

2.4

10100
[ 単位：GHz]

0.0515※仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。
※実際の色とは異なることがあります。 ご了承ください。
※表示価格には消費税は含まれておりません。 別途申し受けます。

取扱店〒193-0934 東京都八王子市小比企町2987-2
TEL：042 (637) 3667

FAX：042 (637) 0227

URL : https://micronix-jp.com/

E-mail : micronix_j@micronix-jp.com

BD2307