新発売

モジュール電池の大容量化に対応した充放電試験を実現

https：//www.takasago-ss.co.jp

出力
電圧 60V/100V

出力
電力 35kW/70kW/105kW

モジュール二次電池の多種多様な充放電試験に追従
BMU連携、レジューム・校正機能などのオプションを拡充
高速動作、高精度、高信頼性を兼ね備え
電力回生技術により、高効率、低環境負荷を実現
電力回生型 充放電電源

RBT-2 Series/モジュール対応

価格についてはお問い合わせください。

特長■高効率な回生技術

放電時の電力を熱エネルギーに変換せず、電力系統に回生するため、電池などに蓄積しているエネルギーを有効活用し、試験時のCO2排出を低減します。
また、周囲に放出される熱エネルギーの発生を抑えることで、実験室などの空調設備の運転に掛かるコストを大幅に削減できます。
なお、電源の効率は、実施される試験の条件内容によって変化します。

■系統に悪影響を与えないクリーンな回生電流

電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン(資源エネルギー庁)に準拠した安全保護装置を装備しており、系統に異常が発生した場合、速やかに装置は停止します。
回生電流歪率５％以下で同じ系統に接続された装置に悪影響を与えません。

■高速応答充放電専用電源

電流応答速度が1msec以下と高速かつ、シームレスな充放電切替を実現しているため、充電と放電の切替時に待ち時間（ノッチ）が発生しません。また、高速での充放電時も電流オーバーシュート、アンダーシュートがないので、供試体にダメージを与える恐れがありません。

■安全機能

お客様の大切な供試体を壊さないために、細かな保護機能を内蔵しています。
・過電圧保護、過電流保護、過温度保護
・総電圧、電流、温度監視をソフトウェアとメーターリレーで二重化・漏電ブレーカーを標準装備
・恒温槽や上位装置と接点にてインタフェースし、異常発生時には、電源出力を安全に停止・装置架上にシグナルタワーを標準装備
異常時 ：赤点灯
試験中 ：橙点灯
運転準備：緑点灯
・計測ロガーによるセル電圧・セル温度監視(オプション)■高信頼性

電源制御部のデジタル化により、再現性の良い高精度な充放電試験を実現します。パソコンおよび、充放電コントローラの入力
電源は、無停電電源（UPS）でバックアップし、停電時のデータの損失を保護します。また、充放電装置で制御パソコンを監視（ヘルスチェック機能）し、不慮の暴走時にも安全に試験を停止します。
なお、パソコンはオプションにて、より安定動作を重視したＦＡパソコンに変更することが可能です。

オプション■アプリケーションソフトウェア(充放電ソフトウェア)

本ソフトウェアにより、RBT-2シリーズ、高速多チャンネルデータロガー(DUシリーズ)や恒温槽を連携することができます。
詳細につきましては、アプリケーションソフトウェアのページをご覧ください。

■高速多チャンネルデータロガー(DUシリーズ)

充放電試験に必須な高速サンプリング、多チャンネルの同時計測対応のデータロガーです。
これにより、高速サンプリング「電圧10ms、温度500ms 」で高精度計測の環境を提供します。
・多チャンネルの電圧/温度を同時サンプリング、最速10msのサンプリング（電圧）・最大104ch/台（電圧と温度の総数）電圧のみ104ch/台、温度のみ100ch/台
・各種熱電対に対応（E、J、K、R、S、T種)

RBT-2との構成例

高速多チャンネルデータロガー
DUシリーズ

計測用構成例

計測タイミング信号(注)LAN

高速多チャンネルデータロガー(DUシリーズ)

RBT-2

注:DU本体とは別に計測タイミング信号用の同期ケーブルが必要です。

■CAN/CAN FDインタフェースをサポート

CAN/CAN FDインタフェース（オプション）を追加することができます。これにより、CAN/CAN FDインタフェースに対応した機器、電装品など絡めた評価・試験を行うことができます。

■BMU連携機能

電池監視ユニット（BMU） からのCANデータを最大200件まで充放電試験に組み込み、以下の動作が行えます。
・保護動作：CANデータと閾値との比較判定の結果を元に、保護動作させることができます。（保護停止）
・出力制限動作 ：CANデータを、充放電電流や充放電電力の制限値として動作させることができます。
・連携動作：CANデータと閾値との比較判定の結果を元に、連携動作させることができます。(試験停止、ステップ移行、パターン移行、指定先への移行)
・データ保存動作：CANデータと充放電装置のデータとを、CSVファイル形式で同期保存できます。
CANデータの定義情報（項目名称、開始ビット位置、換算係数、オフセットなど）をCANデータベースから参照しますのでお客様のご利用になるBMU仕様を充放電試験に容易に組み込むことができます。
例：CANデータベースの登録設定画面※
BMU連携で使用するCAN出力制限、CAN動作条件が設定できます。
※画面は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。

BMU連携の構成
試験設定・CAN設定

充放電ソフトウェア
PC

BMU(供試体)
CANデータ(V/I/T等）

CAN/CAN FD

LAN
計測データ、CANデータ(PCはRBT-2本体とは別置)

バッテリ(供試体)

RBT-2■ユーザー校正機能

別売の専用ソフトウェアをご購入いただくことで、充放電電源の計測電圧、計測電流およびデータロガー(DUシリーズ)の各電圧、各温度校正をお客様で行うことができます。

■レジューム機能(復帰機能) 注:機能は標準搭載となります。

■恒温槽連携機能

充放電ソフトウェアにより恒温槽の温度や湿度をコントロールすることができ、供試体の使用環境下における電池の充放電特性を試験することが可能です。
また、このソフトウェアはRBT-2、恒温槽間の監視を行い異常検出時に試験を停止させる安全設計となっています。

充放電試験中、停電した場合に、次回、装置電源OFF状態から復帰して試験を再開できる機能です。これにより、停電復旧後、最初から試験をやり直すなどの無駄な時間が削減できます。
■０V対応■パルス補正機能 注:機能は標準搭載となります。
標準的に0V充放電をサポートしています。
電力パルス試験時において、積算電気量が理想値となるように自動補正
これにより、単セル電池の試験や電池の短絡試験などをして、バッテリ周辺機器の評価試験に対し、追加オプション無しで実施することが可能です。
実車の走行パターンに近い状態での耐久試験が可能です。

■リップル重畳機能

直流電流波形に交流電流波形を重畳することにより、実インバータや昇圧回路のリップル電流波形を模擬し、供試体電池に与える影響を評価できます。注：カスタム対応となります。詳しくはお問い合わせください。

アプリケーションソフトウェア(充放電ソフトウェア)

二次電池の充放電試験において、高精度な計測データ収集の他、安定した運用環境を提供します。

構成例
恒温槽

RS232C/RS485(別途ご準備ください)

PC

二次電池
(供試体)
同期ケーブル

充放電ソフトウェア(PCはRBT-2本体とは別置)RBT-2
LAN
電圧/温度計測

充放電試験環境LAN

高速多チャンネルデータロガー
DUシリーズ(オプション)

特長■概要

充放電試験を行うためのソフトウェアです。本ソフトウェアにより、RBT-2シリーズ、高速多チャンネルデータロガー(DUシリーズ)や恒温槽を連携し、かつ充放電電源とデータロガーの計測タイミングを同期できるため、高精度、高品質な計測が行えます。
また、リチウムイオン電池などの二次電池の評価試験に最適な、定電流(CC) 充放電、定電流定電圧(CC/CV）充放電などの基本的な充放電モードの他、パルス充放電機能をサポートしています。

■複雑なパターン構築も容易に実現

評価グループ×プログラム(※1)×パターン(※2)の３階層構成を導入、これにより複雑な試験プログラムを簡単に組むことができます。
また、試験単位での入れ替えや繰返し回数の設定が容易にできるため、多彩な評価試験にも対応できます。

◆評価グループ×プログラム×パターンの３階層構成
評価グループプログラム順序1：プログラム1（耐久試験A）
プログラム順序2：プログラム2（耐久試験B）
プログラム順序3：プログラム3（耐久試験C）
プログラム順序4：プログラム4（耐久試験D）
ステップ（充放電モード一覧）
プログラム順序5：プログラム5（耐久試験E）・定電流充電(CC充電) ・定電力定電圧充電(CP/CV充電)・定電流放電(CC放電) ・定電力定電圧放電(CP/CV放電)
・定電圧充電(CV充電) ・パルス充放電(定電流)※３・定電圧放電(CV放電) ・パルス充放電(定電力)※３・定電流定電圧充電(CC/CV充電) ・休止・定電流定電圧放電(CC/CV放電)
・定電力充電(CP充電)
・定電力放電(CP放電)

プログラム1（耐久試験A）※1
順序1：パターン1
順序2：パターン2：
順序100：パターン100●●●●
プログラム5（耐久試験E）※1
順序1：パターン２
順序2：パターン１：
順序100：パターン100※１:プログラム内には最大100個のパターンが設定可能

パターン100※2
パターン２※2 ステップ1：**充電
ステップ2：休止
ステップ1：**充電
パターン1※2
ステップ3：**放電
ステップ2：休止
ステップ1：**充電
ステップ4：休止
ステップ3：**放電
ステップ2：休止
ステップ4：休止 ※3
ステップ3：パルス充放電
ステップ4：休止●●
パターン100※2パターン１※2 ステップ1：**充電
ステップ2：休止
ステップ1：**充電
パターン２※2
ステップ3：**放電
ステップ2：休止
ステップ1：**充電
ステップ4：休止
ステップ3：パルス充放電※3
ステップ2：休止
ステップ4：休止
ステップ3：**放電
ステップ4：休止※2:パターン内には最大100個のステップが設定可能※3:次ページ「高速パルス充放電試験」をご覧ください

プログラム設定画面※

評価グループ設定画面※※画面は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。

パターン設定画面※

■試験の状況をグラフィカルにモニタリング

試験の実行中は、パソコン画面上に試験の実行状態や、各設定値、計測値が表示され、計測値はリアルタイムビューア画面でも表示できます。また、リアルタイムビューアは縦横スケールの設定機能を搭載、これにより、見たい範囲を自在にモニタリングを行うことができます。

モニタ画面※■約70項目の中から表示項目を自由に選択可能■高速パルス充放電試験(※3)

リアルタイムビューア画面※ ■縦軸スケール変更により、見たい範囲を自在にカスタマイズ
最大値と最小値の設定や目盛間隔の設定が可能※画面は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。

パルス充放電試験では、データロガーなどで測定し、CSV形式で■データロガーとの連携保存された電流値または電力値のログファイル(最大6万ステップ)をインポートして、充放電試験のパルスパターンとして使用できます。 データロガーと連携ができ、高精度な同時多チャンネル電圧、温度計測が行えます。

■試験データの保存試験データは、CSV 形式でパソコンに保存されます。

■豊富なステップ移行・試験停止条件

充放電試験に必要な各種パターン、ステップの移行や試験を停止する条件の判定機能をサポート。

■異常・故障監視RBT-2やデータロガー、恒温槽と常に通信を行い、異常発生時、試験を停止します。また、試験停止要因を簡単に確認できます。

パルス設定画面※■充放電パターン一覧表示※画面は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。

作成した充放電パターンを一覧として表示できるため、設定後の確認が容易です。
例：充放電パターン一覧表示画面※※画面は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。

仕様概要（ご要望に応じて、カスタム対応を行っております。）
項目
充電動作モード仕様
定電流充電(CC充電)、定電流放電(CC放電)、定電圧充電(CV充電)、定電圧放電(CV放電)
定電流定電圧充電(CC/CV充電)、定電流定電圧放電(CC/CV放電)、定電力充電(CP充電)、定電力放電(CP放電)
定電力定電圧充電(CP/CV充電)、定電力定電圧放電(CP/CV放電)、パルス充放電(定電流)、パルス充放電(定電力)、休止

主な機能

データロガー(DUシリーズ)、恒温槽との連携、リアルタイムモニタ、CSVファイルインポート、CSVファイルによる試験データ保存、試験を停止する条件の判定機能 など

安全機能

RBT-2や、データロガー(DUシリーズ)、恒温槽などの状態を監視、異常発生時、試験を停止
また、試験停止時の要因を確認可能

注:その他の機能についてはお問い合わせください。

評価グループ設定
設定項目

プログラムを最大5件プログラム設定

パターンを最大100件

パターン設定パターン数 最大100件 ／ ステップ数 最大100件（充放電モード）

パルス設定

パルス数 最大10件 （パルス充放電）／ パルスステップ数 最大60000件

データロガー(DUシリーズ)連携△オプション 注:詳細はお問い合わせください。

恒温槽連携△オプション 注:詳細はお問い合わせください。

仕様
型名
定格

RBT-2-60-1400-70K

RBT-2-60-2100-105K

60V700A35kW

60V1400A70kW

60V2100A105kW

60V

60V

60V

50V

50V

50V

電圧

出力範囲

RBT-2-60-700-35K-35kW

電圧+35kW

0V
-700A
-583A
充電電流

0A

動作モード

0V
-1400A-1166A

+700A
+583A
放電電流

定電圧モード
(CV)

設定範囲、
桁数

設定レンジ
定電流モード(CC)

電圧M

30V（オプション）

電圧L

6V

電圧H

0.000V ～ 62.000V

電圧L

0.000V ～ 8.000V+105kW

0A

充電電流+2100A+1750A
放電電流

1mV

設定範囲、
桁数

±0.05% of レンジ
電流H

700A

1400A

2100A

電流L

70A

140A

210A

電流H

-707.000A ～ +707.000A-1414.000A ～ +1414.000A-2121.000A ～ +2121.000A

電流L-70.700A ～ +70.700A-141.400A ～ +141.400A-212.100A ～ +212.100A

1mA

設定確度〈※1〉

設定レンジ
電圧Mレンジ
オプション

定電力モード(CP)
設定範囲、桁数±0.05% of 設定レンジ（電流Ｈレンジ）、±0.1% of 設定レンジ（電流Lレンジ）
電圧H、電流H

35kW

70kW

105kW

電圧H、電流L

4.2kW

8.4kW

12.6kW

電圧M、電流H

21kW

42kW

63kW

電圧M、電流L

2.1kW

4.2kW

6.3kW

電圧L、電流H

4.2kW

8.4kW

12.6kW

電圧L、電流L

0.42kW

0.84kW

1.26kW

電圧H、電流H-35.700kW ～ +35.700kW-71.400kW ～ +71.400kW-107.100kW ～ +107.100kW

電圧H、電流L-4.284kW ～ +4.284kW-8.568kW ～ +8.568kW-12.852kW ～ +12.852kW

電圧M、電流H-21.420kW ～ +21.420kW-42.840kW ～ +42.840kW-64.260kW ～ +64.260kW

電圧M、電流L-2.1420kW ～ +2.1420kW-4.2840kW ～ +4.2840kW-6.4260kW ～ +6.4260kW

電圧L、電流H-4.284kW ～ +4.284kW-8.568kW ～ +8.568kW-12.852kW ～ +12.852kW

電圧L、電流L-0.428kW ～ +0.428kW-0.856kW ～ +0.856kW-1.285kW ～ +1.285kW

設定分解能
設定確度〈※1〉

1W±0.1% of 設定レンジ（電流Ｈレンジ）、±0.2% of 設定レンジ（電流Lレンジ）

入力電圧

AC180V～AC220V 3相 50Hz/60Hz

最大消費電流AC200V時(AC180V時)

130A（150A）

250A（280A）

370A（410A）

漏電遮断器の定格電流

175A（250Aフレーム）

350A（400Aフレーム）

500A（630Aフレーム）

使用環境 温度、湿度

温度5～35℃、湿度20～85%（凍結、結露なきこと） *搭載パソコンの仕様込み

塗装色

質量-105kW

0V-2100A-1750A

放電電流

60V

設定分解能

寸法

電圧+1400A+1166A

電圧H

設定確度〈※1〉

その他

0A

充電電流

設定分解能

入力
電源

+70kW

CC、CP、CC/CV、CP/CV、CV、CCパルス、CPパルス、休止

設定レンジ

出力
仕様-70kW

マンセル N9.5 半ツヤ
幅×高さ×奥行き [mm]突起物含まず
注：別途パソコンの設置スペースが必要

標準754×1955×825

1500×1955×825

2246×1955×825

500kg

1000kg

1500kg※１：各確度は、周囲温度23±2℃における値です。別途 、200℃/ppmの温度係数を有します。また、長時間通電時のドリフトは除きます。

仕様
型名

RBT-2-100-700-35K
定格

100V700A35kW

出力範囲

50V

50V

50V

-35kW

電圧+35kW

+700A

放電電流

-105kW+105kW

0V
0A-1400A+1400A

0A-2100A

+700A

充電電流

-1050A

放電電流+2100A+1050A

充電電流

放電電流

CC、CP、CC/CV、CP/CV、CV、CCパルス、CPパルス、休止

設定レンジ

設定範囲、
桁数

電圧H

100V

電圧M

60V（オプション）

電圧L

6V

電圧H

0.000V ～ 102.000V

電圧M

0.000V ～ 62.000V

電圧L

0.000V ～ 8.000V

設定分解能

1mV

設定確度〈※1〉
設定レンジ
設定範囲、
桁数

±0.05% of レンジ
電流H

700A

1400A

2100A

電流L

70A

140A

210A

電流H

-707.000A ～ +707.000A-1414.000A ～ +1414.000A-2121.000A ～ +2121.000A

電流L-70.700A ～ +70.700A-141.400A ～ +141.400A-212.100A ～ +212.100A

設定分解能1mA

設定確度〈※1〉

設定レンジ
電圧Mレンジ
オプション

定電力モード(CP)
設定範囲、桁数±0.05% of 設定レンジ（電流Ｈレンジ）、±0.1% of 設定レンジ（電流Lレンジ）
電圧H、電流H

35kW

70kW

105kW

電圧H、電流L

7.0kW

14.0kW

21.0kW

電圧M、電流H

35kW

70kW

105kW

電圧M、電流L

4.2kW

8.4kW

12.6kW

電圧L、電流H

4.2kW

8.4kW

12.6kW

電圧L、電流L

0.42kW

0.84kW

1.26kW

電圧H、電流H-35.700kW ～ +35.700kW-71.400kW ～ +71.400kW-107.100kW ～ +107.100kW

電圧H、電流L-7.140kW ～ +7.140kW-14.280kW ～ +14.280kW-21.420kW ～ +21.420kW

電圧M、電流H-35.700kW ～ +35.700kW-71.400kW ～ +71.400kW-107.100kW ～ +107.100kW

電圧M、電流L-4.284kW ～ +4.284kW-8.568kW ～ +8.568kW-12.852kW ～ +12.852kW

電圧L、電流H-4.284kW ～ +4.284kW-8.568kW ～ +8.568kW-12.852kW ～ +12.852kW

電圧L、電流L-0.428kW ～ +0.428kW-0.856kW ～ +0.856kW-1.285kW ～ +1.285kW

設定分解能
設定確度〈※1〉

1W±0.1% of 設定レンジ（電流Ｈ,Mレンジ）、±0.2% of 設定レンジ（電流Lレンジ）

入力電圧

AC180V～AC220V 3相 50Hz/60Hz
AC200V時(AC180V時)

130A（150A）

250A（280A）

370A（410A）

漏電遮断器の定格電流

175A（250Aフレーム）

350A（400Aフレーム）

500A（630Aフレーム）

使用環境 温度、湿度

温度5～35℃、湿度20～85%（凍結、結露なきこと） *搭載パソコンの仕様込み

塗装色
その他

電圧+70kW

-700A

+350A

動作モード

最大消費電流

-70kW

0V
0A
-350A
充電電流

入力
電源

100V2100A105kW
100V

-700A

定電流モード(CC)

100V1400A70kW
100V

0V

出力
仕様

RBT-2-100-2100-105K

100V

電圧

定電圧モード(CV)

RBT-2-100-1400-70K

マンセル N9.5 半ツヤ

寸法

幅×高さ×奥行き [mm]突起物含まず
注：別途パソコンの設置スペースが必要

質量

標準754×1955×825

1500×1955×825

2246×1955×825

500kg

1000kg

1500kg※１：各確度は、周囲温度23±2℃における値です。別途 、200℃/ppmの温度係数を有します。また、長時間通電時のドリフトは除きます。

外観

RBT-2-60-700-35K
RBT-2-100-700-35K
注：充放電ソフトウェアに利用する
PCはRBT-2本体とは別置となります。

754

1955

825

RBT-2-60-1400-70K
RBT-2-100-1400-70K
注：充放電ソフトウェアに利用する
PCはRBT-2本体とは別置となります。

1500

1955

825

外観

RBT-2-60-2100-105K
RBT-2-100-2100-105K
注：充放電ソフトウェアに利用する
PCはRBT-2本体とは別置となります。

825

1955

2246

充放電電源オプション

二次電池、燃料電池のセル電圧・温度計測
において多チャンネルの試験環境を提供
高速サンプリング、多チャンネルの同時計測とLAN対応によるシステムへの親和性を実現
充放電電源 オプション

本製品は充放電電源用オプションとなります。
価格については、お問い合わせください。

DU Series特長■高速サンプリングでも高精度の計測■チャンネル間アイソレーションで安全に計測■多チャンネルの電圧/温度を同時サンプリング■計測データをLAN通信で転送

高速10msサンプリング速度でも、計測精度を犠牲にしない高精度な計測を実現しました。

本機1台で最大104チャンネルのサンプリングができます。
さらにマルチ接続により、520チャンネルまでの計測ができます。

各チャンネル間は、最大DC1000Vの高耐圧でアイソレーションを実現しました。
計測データはLANを使って、PCなどへ高速に転送することができます。

■周辺装置からのアラーム情報の収集と出力周辺装置からのアラームの収集ができます。条件判定によるアラームの発生もできます。
充放電電源との構成例

外観
電圧計測用ボードDU261-VB(※)

温度計測用ボードDU251-TB(※)

計測データの高速収集が可能

広範囲電圧計測用コネクタ(CH26)

低電圧計測用コネクタ(CH1-CH25)

温度計測用コネクタ(CH1-CH25)
(注)

10ms
サンプリング

注:DU本体とは別に計測タイミング信号用の同期ケーブルが必要です。

セル電圧・セル温度計測用構成例

アラーム収集発生用コネクタ
POWER/アラームランプ

保守用スイッチ(保守用のため未使用のこと)

保守用ポート100M
ランプ

LINK/ACT
ランプ
LANコネクタLANコネクタ(保守用のため未使用のこと)※：旧機種DU1040-Hに実装すると破損する場合がございます。
詳しくは、お問い合わせください。

マルチ接続用コネクタ

各種設定スイッチ
計測同期信号用コネクタ

ファン

入力電源スイッチ
ヒューズ

安全接地用端子

動作電源入力仕様■本体 DU1041-H
項目仕様

最大計測チャンネル数

104チャンネル（電圧計測用ボード4枚実装時）
２ポート（10BASE-T/100BASE-TX）

LANインタフェース
汎用I/Oポート
装置間同期入出力〈※1〉

入力

8入力（フォトカプラ入力）

出力

2出力（フォトカプラ出力）／8出力（リレー出力）

入力

1ポート（RS-485）

出力

1ポート（RS-485）

外部同期入力1ポート（フォトカプラ入力）

消費電力

110VA（AC 100V 入力時）

電源条件

AC100V-120V/AC200V-240V
温度

環境条件

50Hz/60Hz

0～40℃

湿度

20～85%RH

質量（約）kg

17.5（計測ボード4枚実装時）

外形寸法（mm）

435（W）×203（H）×450（D）（突起物含まず）※1：装置間のマルチ接続用ポートです。装置は最大5台まで接続可能です。
注:ご利用の際は、同期ケーブルが必要です。ご利用になる環境に応じてケーブルが異なりますので、お問い合わせください。

■電圧計測用ボード DU261-VB
項目仕様

計測チャンネル数
CH1-25低電圧用

26チャンネル
電圧測定レンジ±0.06V±0.12V

±3V

±6V

±30V

±60V

－

分解能

10uV

10uV

0.1mV

0.2mV

1mV

2mV

－

電圧測定レンジ±0.06V±0.12V

±3V

±6V

±30V

±60V

±300V

±600V

分解能

10uV

10uV

0.1mV

0.2mV

1mV

2mV

10mV

20mV

確度

CH26
広範囲
電圧用

±0.05% of FS

確度±0.05% of FS

サンプリング時間

10ms/25ch（1ボード）●各コネクタ間の耐電圧
DC1000V/AC600V●同一コネクタ内の隣接チャンネル間の耐電圧DC160V/AC160V●同一コネクタ内の使用チャンネル間の耐電圧チャンネル間数×チャンネル間耐圧（DC160V/AC160V）
但し、最大耐圧はDC1000V/AC600Vまでチャンネル間耐電圧

注：本ボードを旧機種DU1040-Hに実装すると破損する場合がございます。 詳しくは、お問い合わせください。

■温度計測用ボード DU251-TB
項目

仕様

計測チャンネル数

25チャンネル
E種

温度計測範囲
確度
温度計測範囲

J種

確度
温度計測範囲

K種
温度計測

温度計測範囲熱電対

熱電対、基準接点補
償確度含まずバーンアウト Off時

確度

R種

確度
温度計測範囲

S種

T種

確度
温度計測範囲確度±0.05％ of rdg. ±0.5℃－200～1100℃－200～－100℃：±0.05％ of rdg. ±0.7℃－100～1100℃：±0.05％ of rdg. ±0.5℃－200～1370℃－200～－100℃：±0.05％ of rdg. ±1℃－100～1370℃：±0.05％ of rdg. ±0.7℃
0～1760℃
0～100℃：±0.05％ of rdg. ±3.7℃
100～300℃：±0.05％ of rdg. ±1.5℃
300～1760℃：±0.05％ of rdg. ±1℃
0～1760℃
0～100℃：±0.05％ of rdg. ±3.7℃
100～300℃：±0.05％ of rdg. ±1.5℃
300～1760℃：±0.05％ of rdg. ±1℃－200～400℃±0.05％ of rdg. ±0.5℃

基準接点補償確度±1℃

サンプリング時間

100ms

バーンアウト検出時間
温度計測 サーミスタ〈※2〉－200～840℃

サーミスタ
サンプリング時間

チャンネル間耐電圧※2：サーミスタはオプション対応です。

定電流印加によるバーンアウト検出（オーバーレンジによる検出）オプション対応〈※2〉100ms
電圧計測用ボード（DU261-VB）と同等注：本ボードを旧機種DU1040-Hに実装すると破損する場合がございます。 詳しくは、お問い合わせください。

ご注意【製品の保証期間】原則として納入日から１年間とし、その期間内に製造側に責がある故障が発生した場合は無償で保守致します。（取扱説明書に記載する使用条件を超えて使用した場合・使用上の不注意による場合・弊社の了解なしで回路変更・調整が原因で故障した場合・火災、自然災害、その他外部要因等の場合は対象外となります。）またこの保証は日本国内に限り有効です。【記載内容について】 このカタログの記載内容（性能、仕様、外観）はお断りなく変更することがあります。カタログに掲載されている製品の色は、印刷の都合上、実際とは異なることがあります。また、諸般の事情により生産中止になる場合もございますので、注文の際は当社または当社販売店までご確認のほどお願い申し上げます。【輸出に関して】本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、当該手続きにあたっては、輸出国、使用目的等を当社から確認させて頂きますので予めご了承ください。
【海外持ち出し品の修理対応について】 国内販売された製品が海外に持ち出されて故障が生じた場合、基本的には国内での修理対応となります。保証期間内であっても当社迄の輸送費用は御負担頂いた上、修理は無償扱いと致します。【このカタログについて】 このカタログの記載内容につきましては、出来る限り正確な情報を記載するように努めておりますが、万一誤植、誤記などの不備な点など、お気付きの点がございましたら、弊社営業部までご一報下さい。

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

ホームページ https：//www.takasago-ss.co.jp

記載内容は、2023年2月現在のものです。
記載内容は、予告なく変更する場合がございます。

2023.2 ver1.0