クランプオンパワーロガー PW3365

CLAMP ON POWER LOGGER PW3365

短絡ゼロで安全作業
世界初の金属非接触電力測定を実現■ ケーブルの上から電圧測定、安全に楽々設置■ ビルやオフィスの電力測定に、省エネ活動の確認に最適■ 遠隔地の電力データをオフィスで「見える化」

NEW・別売オプションの遠隔計測サービス SF4101, SF4102 に対応■ 設置作業も設定ナビでミスなく簡単にできる■ 基本波〜 13 次までの高調波を測定可能

NEW

グッドデザイン 2014 BEST 100 受賞
グッドデザイン 2014 未来づくりデザイン賞※電圧センサ PW9020 において

※ PW3365 において

2

電圧測定がこんなに安全、簡単にできるなんて
PW3365-10 専用の電圧センサは世界初の金属非接触測定

ケーブルの上から電圧を測定、充電部に金属が触れないから短絡の危険ゼロ、設置も簡単

縦でも横でも自由自在に設置

細いケーブルも、太いケーブルも測定できる

いままで危険だった、測定できなかった場所もケーブルの上から測定できる

充電部が無い場所

端子にカバーがある場所

感電の危険がある場所

ケーブルの上から測定

カバーを外さずに測定

安全な箇所から測定

金属非接触で電圧を測定する仕組み
概略図

原理図 （例）100V 測定時

電極 100V

100V

内部イメージ
PW9020微小電流 = 0

電圧発生器

電圧発生器

電圧センサ PW9020

測定電圧 電圧が釣り合う 発生電圧
電線の断面

電極

PW3365-10

PW9020 の内部には、電極 ( 金属板 ) が内蔵されており、測定ラインと電極の間に電位差があると、微少電流が流れます。
この微少電流を検出し、電流が 0 になるような電圧を発生させることで、測定対象の外径や被覆の影響を受けず正確な測定ができます。

3

挟み部拡大図

IV 電線 : 8 ㎟〜 325 ㎟
CV 電線 : 2 ㎟〜 250 ㎟
仕上がり外形 φ6mm 〜 φ30mm

測定可能径実物大サイズ

電圧センサ PW9020 仕様
測定可能導体種類
測定可能導体径

被覆電線＊ 1（IV,CV 相当）, 金属部
仕上がり外形 φ6mm 〜 φ30mm
IV 電線 : 8 ㎟〜 325 ㎟ / CV 電線 : 2 ㎟〜 250 ㎟測定可能範囲

90V 〜 520V

確度

±1.5% rdg. ±0.2% f.s. (PW3365 との組合せ確度 ) ＊ 2

位相の影響±1.3° 以内（50/60Hz, f.s. 入力にて）(PW3365 との組合せ確度 )対地間最大定格電圧

CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V

コード長

約 3.0m（コード中間に中継ボックス有り）

質量

約 220g

使用温湿度範囲

0℃〜 50℃ , 80% rh 以下（結露しないこと）

保存温湿度範囲-10℃〜 50℃ , 80% rh 以下（結露しないこと）

耐電圧

AC7.06kVrms

適合規格

安全性：EN61010 / EMC：EN61326※コード中間に中継 BOX があります！

被覆電線の表面に汚れ、 水分があると実際の電圧より低い値を表示する可能性があります。 汚れや水分がある
場合は、 乾いた布で拭いてから測定してください。

シールド電線不可
45Hz 〜 66Hz のとき
湿度の影響：PW3365 との組合せ確度（電圧 , 電力 , 位相）に下記加算
確度 ±1% f.s. 以内、位相 ±1° 以内、被覆電線測定時かつ湿度 70% rh 〜 80% rh の時
隣接電線の影響：PW3365 との組合せ確度（電圧 , 電力）に下記加算、±1% f.s. 以内、電位差 400V の隣接電線がクリップ部に接触している状態にて

＊1
＊2

4

現場で結果を確認する

測定値をグラフで表示、一目で結果を確認できる
測定値を電力管理に便利なグラフに置き換えて表示します。
その瞬間の測定値だけでなく、記録中の測定値を統計的に確認できるので、その場で簡単に確認ができます。

主要項目の一覧画面 / 波形画面
画面選択キーで見たい画面を選択
電圧、電流、電力、周波数、電力量など
主要な項目を一覧で表示
波形画面を選択すれば、電圧と電流の波形を確認できる。

一覧表示画面

波形表示画面デマンドグラフ表示
太陽光の発電状況調査にもカーソル読み取り時刻、値

デマンド値の推移を表示

P dem+
kW

最大デマンド値、発生時刻
が簡単に確認できる

最大デマンド値

簡単にデマンド値が確認できるから、電力管理に活躍。

カーソル

買電

消費分：P dem+

売電

回生分：P dem-

時間

P demkW

有効電力デマンド値の表示を消費分から回生分に切替えれば、電力の売買状況が棒グラフで一目瞭然に

24 時間分の測定値を 30 分間隔で棒グラフ表示

時系列グラフ表示

時系列折れ線グラフ* デマンド・高調波を除く

測定した全項目から１項目だけを選んでグラフで時系列表示
時系列で電力の変動をグラフ表示するので、機器の動作状況と消費電力の連動性を確認できるカーソルを合わせた位置の最大 / 最小 / 平均値を表示
時系列グラフ表示の中で、最大 / 最小 / 平均の値が確認できる。

変化を逃さず記録
カーソル読み取り値

仮

カーソル / 測定時刻

画面例：電力を選択
最大値
最小値
平均値

設定した記録間隔（1 秒〜 60 分まで設定可能）
最大値

最大値

平均値

平均値

最小値

記録

最小値

記録

保存項目を全てにすれば、設定した記録間隔の中での最大 / 最小 / 平均の値を記録していきます

24 時間分の測定値を 5 分間隔でグラフ表示

5

高調波機能、
WHM（電力量計）結線確認機能が加わる
さらに、うれしい機能を搭載。
電力測定に加えて高調波解析の表示と、電力量計設置の際に行う配線確認に便利な
結線確認表示が可能になりました。

NEW

高調波画面
高調波を 13 次まで
各次高調波の実効値、含有率を表示（数値リスト、グラフ表示）
50Hz/60Hz 電源ラインの電圧や電流に含まれる高調波成分を基本波から 13 次まで解析できます。

高調波グラフ画面

高調波数値リスト画面

SD メモリカードにインターバル時間毎に最大・平均・最小値をバイナリ形式で保存することができます。
パソコンでの表示にはパワーロガービューワ SF1001 が必要です。

高調波の時系列表示
電流高調波の基本波・第３次・第５次を選択して時系列グラフで表示
NEW

WHM（電力量計）結線確認

新設・取替え時の接続確認を簡単確実に
kWh

行えます。

結線画面を見ながら簡単接続
単相２線の使用例

総合判定結果を画面コピーして
SD カードに保存できます。

電圧入力、電圧バランス、周波数、電流入力、電圧位相（1P2W以外）、電流位相（三相のみ）、位相差、力率（0.5 以下の場
合、CHECK マーク表示）、すべての確認結果が PASS またはCHECK で総合判定が PASS 表示します。

6

現場で役立つグラフィカルな表示で結線手順を分かりやすくご案内

便利機能

設定ナビを使えば測定までの設置手順を画面で案内するので、簡単に設置作業を行うことができます。
また、もし結線を誤っていても、FAIL 表示でミスをお知らせするので、測定ミスを防ぐことができます。
FAIL 判定の場合、どこに問題があるのかもお知らせします。

設置の流れ（例：三相 3 線 2 電力計法）
STEP1

結線間違いの例（クランプセンサの向き）
誤ったクランプの向きで測定を行ってしまうと電力、力率共に正しい測定ができません。

誤I ベクトルの位相方向が判定エリアの逆を向いている

正しい方向

設定ナビ START / 結線種別を選択

STEP2

本体にコードを接続

STEP3

電圧センサを結線

STEP4

クランプセンサを結線

STEP5

電流レンジを設定

STEP6

結線状態をチェック

電源側

矢印を
負荷側
に向ける
負荷側

正

I ベクトルの位相方向が判定エリアの範囲を向いている

FAIL 判定の時はFAIL にカーソルをあわせて決定を押せば、修正箇所をご案内します。

P( 電力 )0.8kW/DPF( 力率 )0.12P( 電力 )11.4kW/DPF( 力率 )1.00

測定

7

使えば測定の幅が広がる
PW3365-10 活用法
使い方を一工夫すれば更に便利で快適な測定が可能になります。
アプリケーションのご紹介

漏れ電流測定オプションのクランプオンリークセンサが必要です

電力 +1 チャネル漏れ電流測定

3 チャネル漏れ電流測定

漏れ電流表示【接続例】漏れ電流測定図式

電源

負荷

電源
電力測定

負荷 負荷 負荷

【接続例】３P3W2M+ 漏れ電流 1ch

漏れ電流測定基本波実効値を確認することで、50/60Hz 成分の漏れ電流も確認できます。
200ms ごとの連続演算処理により、間欠漏電の簡易調査にも役立ちます。（保存インターバルの項目：平均・最大・最小を選択）

RMS（A）

高調波成分を含んだ実効値

FND（A）

基本波（50Hz または 60Hz 成分）実効値

PEAK（A） ピーク値（波高値）

パソコンから本体を遠隔操作、モニタリング

HTTP サーバ機能

PW3365 と PC（パソコン）を LAN 接続すれば、PC のブラウザで PW3365 本体の遠隔操作と測定値のリアルタイムモニタが可能です。
* LAN および USB 接続にて PW3365 の記録ファイル（内部メモリや SD メモリカード）ダウンロードにはフリーソフト【PW3365 設定・ダウンロードソフト】が必要です。
負荷

負荷

電源

電源

LAN

LAN

ブラウザで IP アドレス入力
遠隔操作ページをクリック

本体画面の表示
画面キーのクリックで本体操作も可能

単相２線を 3 回路同時に測定

その他便利機能同一系統の単相２線負荷を３回路同時測定できます。

LAN

ハブ

負荷 負荷 負荷

電源

日本語、英語、中国語、
ドイツ語、イタリア語、
フランス語、スペイン語、
トルコ語に表示対応

小型・軽量設計

バッテリ駆動狭いキュービクルの中でも設置できるコンパクト設計

電源がなくてもバッテリで
約 5 時間駆動

表示言語切替キーロック機能

表示ホールド

停電処理

ボタン操作をロックし誤操作を予防ディスプレイの表示値を固定し、読み取りやすく

停電が起きた場合、復帰時に自動で記録を再開します8

測定結果をPCで保存
分析

パソコンに読み込んで測定値の結果を保存、分析
測定結果をパソコンで管理できます。取り込み方法は、LAN、USB、SD カードから選べます。
取り込み後はフリーのソフトで楽々グラフ化、遠隔地の測定データを可視化したい方には別売の遠隔計測サービスがおすすめです。

データの保存媒体

保存可能期間インターバル時間

保存可能期間インターバル時間

保存可能期間1秒

15.9 日30 秒

1年

容量：2GB2秒

31.9 日

1分

1年

HIOKI 純正オプション品の SD メモリ
カード 2GB Z4001 をご使用下さい。
それ以外のメディアは動作保証外に
なります。

5秒

79.7 日

2分

1年

10 秒

159 日

5分

1年

15 秒

242 日

10 分以上1年

SD メモリカード

SD 差込口にはカバー付き

PC への取込みインターフェース
SD 読込みLAN 通信USB 通信LAN/USB による取込みには、フリーソフトのダウンロードが必要です。

【上記保存条件】
測定対象：3P3W2M
保存メディア：SD メモリカード 2GB Z4001
保存項目：すべて（平均値・最大値・最小値の保存）
画面コピー保存 ：OFF、波形保存：OFF【注記】
1 ファイルの最大サイズは約 200MB です。それを超えると別ファイルを作成し、保存していきます。保存可能時間は PW3365-10 の本体設定画面で確認することが出来ます。HIOKI 純正オプション品の SD メモリカード 2GB Z4001 をご使用ください。それ以外のメディアは動作保証外になります。

フリーソフトウェア（HIOKI ホームページより無償ダウンロードできます）
PW3365 設定・ダウンロードソフト
LAN・USB で接続時、PW3365 設定・ダウンロードソフト
により PW3365 の記録データ（内部メモリや SD カード）をパソコンにダウンロードできます。さらに、設定条件を転送することもできます。

記録データ

USB または LAN

PW3365 Excel グラフ自動作成ソフト
PW3365 Excel グラフ自動作成ソフトをインストール、記録
測定データから Excel で自動的にグラフを作成することができます。

表示項目の選択
表示期間の選択
インターバルを指定
表示を更新

現場とオフィスをつなげる、遠隔計測サービス 別売オプション

9

遠隔計測サービス SF4101

リアルタイムに測定データをオフィスで可視化

ベーシック版￥99,800（スターターセット）

測定データの可視化へ
出張回数が減りコスト削減
早期データ解析、対策までの時間短縮

ライセンス￥5,800

ライセンス￥68,000（ベーシック版 1 ヶ月分）
（ベーシック版 12 ヶ月分）
遠 隔
モニタ

遠 隔
ロギング

遠隔計測サービス SF4102
プロ版￥128,000（スターターセット）

ライセンス￥11,600

ライセンス￥136,000（プロ版 1 ヶ月分）

（プロ版 12 ヶ月分）

現場

遠 隔
モニタ

オフィス

遠 隔
ロギング

ファイル 遠隔操作
取 得 （設定）

本サービスは、日本国内専用です。日本国外にゲートウェイを設置して使用することはできません。各サービスの価格は 【携帯通信回線使用料】 【クラウド使用料】 すべて込みの定額使用料です。

5 分で始められる、簡単ステップ

ゲートウェイにアンテナ接続します。

AC アダプタ接続、LEDが 3 つ点灯。

ゲートウェイ、携帯電話回線、クラウドの手続き不要

測定器の IP アドレス
設定、測定器に LAN
ケーブルを接続。

LAN ケーブル接続 LED
4 つ目が点灯します。

インターネットブラウザ
でウェブサイトを開く。
アカウント他、入力して
ログイン。

▲

詳しい説明動画は、
こちらから
ご覧下さい

事例：トレンドグラフ表示で変化の推移をモニタリング

太陽光発電システムの稼働状況測定
複数の拠点に分散した太陽光発電システムの各種データを、ロガーや電力計で計測して SF4101 または SF4102 により収集し、稼働状況を把握します。

ゲートウェイは NTT docomo 社の 3G 回線（MVNO 事業者のソラコ
ム社提供）を利用してインターネットに接続します。携帯電話の電波の届く場所にゲートウェイを設置してください。

携帯電話回線

拠点 A
太陽光パネル

携帯電話回線

インターネット回線

現場に出張しなくても現在値のモニタリングや 1 分ごとのデータの変化をト
レンドグラフで確認できます。データ
は CSV 形式で出力、報告書の作成を早期に実現します。

拠点 B
太陽光パネル

接続箱

遠隔計測サービス

接続箱

パワーコンディショナ
パワーコンディショナ

商用電源系統商用電源系統クランプオンパワーロガー

PW3365

クランプオンパワーロガー

PW3365SF4101, SF4102

10

測定結果をPCで保存
分析「まとめる・見る・比べる」を、
パワーロガービューワで省エネルギーは現状把握から。工場全体、各部署フロア、個別機器に至る環境 / 生産エネルギーをできるだけ同時に測定して傾向を把握しましょう。
パワーロガービューワ SF1001 は、現場で SD メモリカード・内部メモリに保存したデータをパソコンに取り込み、表示・集計・解析・レポート印刷（報告書作成）へと展開できます。

複数箇所の変化を “まとめ” たり “比較” すると分かってくる

データの読み込み例 -1
3 台の PW3365 で、各負荷を同時に測定＆記録を実施

A

電源

B

電源

C

電源

測定

測定

測定

空調

A ビル

◀

複数のデータをまとめて読み込むことができます

時系列グラフ表示を見やすく

C

目的や見やすさに合わせて、折れ線とバーグラフを選択して表示できます。

B

A

データを統合して管理する
最大 16 データを一つのファイルに保存して統合ファイルにすることで、デー
タの読み込み速度が向上します。

複数の箇所で測定した電力の消費量を一つのグラフにまとめて表示できます。
電力が多く消費されている時間帯と場所を一目で確認できます。

データの読み込み例 -2
測定タイミングの異なるデータを同一グラフ上に表示

データ日付の変更機能で比較もとデータの時刻に変更、省エネルギー対策の効果確認が一目でわかります。

緑のグラフ時刻を変更◀

11

調査結果や効果の確認を日報 ・ 週報にしてレポート提出

データの帳票表示例

日報

表示形式は 4 種類から選択
帳票

任意のインターバルで集計したデータを帳票で表示日報

データをデマンド時間ごとに集計し、一日分の帳票を表示

週報

データを一日ごとに集計し、一週間分の帳票を表示

月報

データを一日ごとに集計し、一ヶ月分の帳票を表示

平均値 / 最大値 / 最大値発生時刻を確認（日報、週報、月報の最大値はデマンド時間で集計した最大値となります）
デマンド電力選択時は負荷率・需要率を計算しますWP+ [kWh]：有効電力量

週報

記録開始からの有効電力量（消費）◀
Pdem+ [kW]：有効電力デマンド値
インターバル時間ごとの有効電力（消費）の平均値

高調波や波形データを表示、 CSV 形式に変換したり画面コピーして活用
PW3365 記録設定にて高調波あり

でデータ保存、

SF1001 で高調波グラフを表示できます。

PW3365 記録設定にて波形保存 ON

SF1001 で波形を表示できます。

バイナリ形式のデータを
CSV 形式に変換して保存できます。

バイナリ形式
・高調波データ・波形データ▶▶▶ CSV
形式

表示している画面をコピーして他のソフトに貼付けたり印刷ができます。

でデータ保存、

12

PW3365-10 仕様

被覆電線、電圧センサに汚れ , 水分がないこと
確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 6 か月 23℃ ±5℃、80％ rh 以下（結露なし）

測定
チャネル数

電圧３CH/ 電流３CH

測定対象(50/60Hz)

単相２線（1P2W：1 回路 /2 回路 /3 回路）
単相３線（1P3W / 1P3W+I / 1P3W1U / 1P3W1U+I）
三相３線（3P3W2M / 3P3W2M+I / 3P3W3M：Y 結線のみ測定可能）
三相４線（3P4W）、電流のみ １〜３CH※1

電力・電流同時測定モード
電圧
電流

実効値 / 基本波値 / 波形ピーク（絶対値）/ 基本波位相角 / 周波数（U1）
実効値 / 基本波値 / 波形ピーク（絶対値）/ 基本波位相角

電力

有効・無効・皮相電力 / 力率または変位力率（遅れ / 進み表示あり）/ 有効電力量（消費 , 回生）
無効電力量（遅れ , 進み）/ 電気料金表示（有効電力量（消費）に電気料金単価 (/kWh) を乗算）

デマンド

有効電力デマンド値（消費 , 回生）/ 無効電力デマンド値（遅れ , 進み）
有効電力デマンド量（消費 , 回生）/ 無効電力デマンド量（遅れ , 進み）/ 力率デマンド値

高調波

高調波電圧，高調波電流，電圧総合高調波歪み率（THD-F または THD-R），
電流総合高調波歪み率（THD-F または THD-R）

測定項目

電圧レンジ

負荷
電流
電流レンジ
漏洩
電流

電力レンジ
測定確度
（50/60Hz において）演算選択
VT 比設定CT 比設定入力方式
表示更新レート
測定方式

1P3W+I: 電力１回路 + 電流 1CH（漏れ電流 1CH）
3P3W2M+I : 電力１回路 + 電流 1CH（漏れ電流 1CH）

AC400V 単一レンジ
表示範囲：5V 〜 520V（5V 未満は 0V 表示）（電圧実効値が 0 V の場合、高調波電圧は全次数 0 表示）
有効測定範囲：90V 〜 520V、ピークは ±750V / オーバーレンジの場合、[OVER] 警告表示
クランプ 9660: 5/ 10/ 50/ 100 A
クランプ 9661: 5/ 10/ 50/ 100/ 500 A
クランプ 9669: 100/ 200/ 1k A
クランプ 9694: 500m/ 1/ 5/ 10/ 50 A
クランプ 9695-02: 500m/ 1/ 5/ 10/ 50 A
クランプ 9695-03: 5/ 10/ 50/ 100 A
フレキシブル CT9667-01, -02, -03: 50/ 100 / 500A（500A レンジ）
フレキシブル CT9667-01, -02, -03: 500/ 1k / 5k（5000A レンジ）
リーククランプ 9675
: 50m/ 100m/ 500m/ 1 / 5 A
リーククランプ 9657-10: 50m/ 100m/ 500m/ 1 / 5 A
表示範囲：レンジの 0.4％〜 130％（0.4％未満は 0A 表示）（電流実効値が 0 A の場合、高調波電流は全次数 0 表示）
有効測定範囲：レンジの 5％〜 110％ / オーバーレンジの場合、[OVER] 警告表示
200.00W 〜 6.0000MW 電圧 / 電流レンジと測定ラインの組合せによる（測定レンジ構成表参照）
表示範囲：レンジの 0％〜 130％（電圧 / 電流の実効値が 0 の場合は 0W 表示）
有効測定範囲：レンジの 5％〜 130％
電圧 ：±1.5% rdg. ±0.2% f.s.(PW3365+PW9020 組合せ確度 )、電流：±0.3% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度 ※1
有効電力：±2.0% rdg. ±0.3% f.s. + 電流センサ確度（力率 =1）※2
実効値演算 / 基本波演算
任意
0.01 〜 9999.99
選択1/60/100/200/300/600/700/1000/2000/2500/5000
任意0.01 〜 9999.99
選択1/40/60/80/120/160/200/240/300/400/600/800/1200
電圧 : 電圧センサ PW9020 による絶縁入力
電流：クランプセンサによる絶縁入力
約 0.5 秒（SD カード・内部アクセス、LAN・USB 通信時を除く）
ディジタルサンプリング・ゼロクロス同期演算方式、サンプリング：10.24kHz（2048 ポイント）
演算処理：50Hz：10 周期にてギャップ無しの連続測定、60Hz：12 周期にてギャップ無しの連続測定※1

3P3W3M、3P4W の測定を行う場合は電圧センサを別途１本追加でご購入ください。 ※ 2 各クランプセンサの確度と組合せ確度は P10,11 をご覧下さい。

高調波仕様
規格
ウインドウ幅解析次数IEC61000-4-7:2002 準拠、ただし中間高調波なし
50Hz：10 周期，60Hz：12 周期（補間あり）
第 13 次まで

解析項目

高調波レベル 電圧，電流の各次高調波レベル（3P3W2M 結線時の 3 チャネル目の演算で求める U12，I12 は表示しません）
高調波含有率 電圧，電流の各次高調波含有率、総合高調波歪み率 電圧，電流（THD-F または THD-R）

測定確度

高調波レベル
電圧 PW3365 単体：±5% rdg±0.2%f.s.
PW3365 ＋ PW9020 の組合せ確度：±30% rdg.±3%f.s. ( 各次の入力は基本波の 5% まで、THD-F は 10% まで )電流 ±5% rdg±0.2%f.s.+ センサ確度
総合高調波歪み率：確度規定なし

WHM（電力積算計）結線確認
確認内容

周波数、電圧入力、電圧バランス（1P2W 以外）、電流入力、電圧位相（1P2W 以外）、
電流位相（三相のみ）、位相差、力率（力率 0.5 以下の場合、CHECK マークを表示）、
すべての確認結果が PASS または、CHECK で総合判定が PASS 表示

13

一般

画面表示
一覧

電圧 / 電流 / 周波数 / 有効・皮相・無効電力
力率 / 積算電力量 / 経過時間

電圧・電流

実効値 / 基本波値 / 波形ピーク / 位相角

電力

チャネル毎および総合の有効・無効・皮相電力 / 力率

電力量

有効電力量 / 無効電力量 / 記録開始時刻
停止時刻 / 経過時間 / 電気料金

デマンド

有効電力デマンド値 / 無効電力デマンド値
力率デマンド値

波形
拡大

電圧 / 電流別で全 CH 表示 / 倍率変更あり
４項目を選択して拡大表示

時系列
高調波

測定項目から１項目を選択し（デマンド・THD 以外の高調波を除く）、最大・最小・平均値の時系列表示

電圧・電流のレベル・含有率をグラフとリストで表示

記録
保存先
保存インターバル
時間

SD カード、内部メモリ（容量：約 320KB）
1/2/5/10/15/30 秒、1/2/5/10/15/20/30/60 分
PW3365 本体の設定画面に保存可能時間表示あり

＊

保存項目

測定値保存：平均のみ / すべて（高調波なし）
平均のみ / すべて（高調波あり）※1
画面コピー：インターバル時間毎に表示画面を BMP 保存※2
波形保存：インターバル時間毎に波形データをバイナリ保存

記録開始方法記録停止方法

ぴったり時間 / 手動 / 時刻指定 / 繰り返し
手動 / 時刻指定（最長記録測定時間１年）/ タイマ

最短インターバル時間 5 分、5 分未満の設定の場合、画面コピーは 5 分毎に保存※2
最短インターバル時間 1 分、1 分未満の設定の場合、波形は 1 分毎に保存※1

外部インタフェース
SD メモリカード 設定データ , 測定データ , 画面データ , 波形データ
LAN インタフェース

10BASE-T/100BASE-TX IEEE802.3 準拠
・HTTP サーバ機能、FTP クライアント機能

USB Ver 2.0, Windows 10 (32/64bit)/8 (32/64bit)/7 (32/64bit) / Vista (32bit) /XP
USB インタフェース
・コンピュータと接続時、SD メモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識
LAN/USB 共通

製品保証期間

表示体

使用場所

3 年間
3.5 型 TFT カラー液晶ディスプレイ（320×240 ドット）日本語 / 英語 / 中国語（簡体字）/ ドイツ語 /イタリア語 / フランス語 / スペイン語 / トルコ語
バックライト AUTO OFF 機能あり（2 分で動作）
AUTO OFF 時は、PowerLED 点滅
屋内 , 汚染度２, 高度 2000m まで

0℃〜 50℃ , 80% rh 以下（結露しないこと）
使用温湿度範囲
バッテリ動作時： 0℃〜 40℃（結露しないこと）
バッテリ充電時：10℃〜 40℃
保存温湿度範囲 -10℃〜 60℃ , 80% rh 以下（結露しないこと） ただしバッテリは -10℃〜 30℃
端子間最大定格電圧

電圧入力部：AC1.7V, 2.4Vpeak
電流入力部：AC1.7V, 2.4Vpeak

対地間
最大定格電圧

電圧入力部：600V 測定カテゴリⅢ（PW9020 使用時）
300V 測定カテゴリⅣ（PW9020 使用時）
電流入力部：使用するクランプセンサによる

耐電圧
適合規格

AC7.06kVrms (PW9020 使用時 )安全性：EN61010 / EMC：EN61326

電源（1）AC アダプタ Z1008：AC100 〜 240V（50/60Hz）
最大定格電力：45VA（AC アダプタ含む）（2）バッテリパック 9459（Ni-MH 電池）
連続使用時間 約 5 時間（バックライト OFF）
最大定格電力：4VA

充電機能
バックアップ
電池寿命
外形寸法
質量

付属品

通信アプリケーションソフトによる設定
測定データ取得・データダウンロード

充電時間：最大 6 時間 10 分（23℃において）バッテリパック 9459 装着状態で AC アダプタを接続することにより充電可能（本体電源 ON/OFF どちらでも充電可能）

時計・設定条件バックアップ用（リチウム電池）
約 10 年（23℃参考値）
約 180 Ｗ╳ 100H ╳ 48D mm（PW9002 装着なし）
約 180 Ｗ╳ 100H ╳ 67.2D mm（PW9002 装着時）
約 540g（PW9002 装着なし）, 約 820g（PW9002 装着時）
電圧センサ PW9020×3
AC アダプタ Z1008×1 / USB ケーブル ×1 本
取扱説明書 × １冊 / 測定ガイド × １枚
カラークリップ赤青黄白 × 各 4 個
スパイラルチューブ黒 ×10 個

パワーロガービューワ SF1001 仕様
機能

時系列
グラフ表示

表示項目
電圧 / 電流 / 有効電力 / 無効電力 / 皮相電力
力率 / 周波数 / 有効電力量 / 無効電力量
デマンド量 / デマンド値 / 電圧不平衡率

時系列グラフ表示・帳票表示・設定表示で表示されている内容のプレビューおよび印刷
印刷機能

ヘッダ / フッタ設定：各印刷でヘッダ / フッタの設定可能
対応プリンタ：使用 OS に対応しているプリンタ

積み重ねグラフ表示：最大 16 系統

設定した期間の内容（固定）を印刷

カーソル計測：1 カーソルによる測定値表示
表示項目は時系列グラフ表示と同様
日報 / 週報 / 月報表示
指定した期間の日報 / 週報 / 月報を集計して表示
帳票表示

負荷率演算表示
日報 / 週報 / 月報にて負荷率、需要率を演算し結果表示
時間帯別集計4 区分までの時間帯を指定し、時間帯別にデータを集計

波形表示

指定された日時の波形データを表示

コピー機能

各表示を画像としてクリップボードへコピー可能

コメント入力：各印刷で任意文字コメント挿入可

レポート
印刷

出力内容：標準 / 出力項目選択
出力可能項目：時系列グラフ / 帳票 / 日報 / 波形
レポート作成方式：標準印刷
レポート出力設定：レポート出力設定を保存 / 読み込み対応機種 / 動作環境
読込み対応機種

PW3360 クランプオンパワーロガー , PW3365 クランプオン
パワーロガー , 3168 クランプオンパワーハイテスタ , 3169 ク
ランプオンパワーハイテスタ , 9625 電力計測支援ソフト
LR5000 データミニシリーズ：PC に取り込み済みの LR5000
Utility のデータ（.hrp2 形式）を読み込み可能

動作環境

Windows 10 (32/64bit), Windows 8/8.1 (32/64bit),Windows 7 SP1 以上 (32/64bit) 対応

14電流クランプセンサ ラインナップ
CE 非対応CE 非対応
絶縁導体

クランプオンセンサ 9694

クランプオンセンサ 9660

クランプオンセンサ 9661

クランプオンセンサ 9669

コード長 3m

コード長 3m

コード長 3m

コード長 3m¥ 20,000 ( 税抜き )¥ 20,000 ( 税抜き )¥ 22,000 ( 税抜き )¥ 30,000 ( 税抜き )クランプオンセンサ 9695-02¥ 9,800 ( 税抜き )絶縁導体

クランプオンセンサ 9695-03¥ 9,800 ( 税抜き )接続ケーブル 9219
¥ 4000（税抜き）が必要です

コード長 3m
別売り

測定可能導体径
φ15 mm

φ15 mm

φ46 mm

φ55 mm / 80×20 mm ブスバー

φ15 mm

φ15 mm定格一次電流AC 5 AAC 100 A

AC 500 A

AC 1000 A

AC 50 AAC 100 A

確度 振幅 45-66Hz/ 位相 45-5kHz±0.3% rdg.±0.02% f.s.
±0.3% rdg.±0.02% f.s.
±2°以内
±1° 以内±0.3% rdg.±0.01% f.s.
±0.5° 以内

±1.0% rdg.±0.01% f.s.
±1° 以内±0.3% rdg.±0.02% f.s.
±2° 以内±0.3% rdg.±0.02% f.s.
±1° 以内周波数特性 40-5kHz±1.0% 以内

±1.0% 以内

±2.0% 以内

±1.0% 以内

±1.0% 以内

外部磁界の影響 AC400A/m の磁界にて0.1 A 相当以下
0.1 A 相当以下

0.1 A 相当以下

1 A 相当以下

0.1 A 相当以下

0.1 A 相当以下

導体位置の影響±0.5% 以内

±0.5% 以内

±0.5% 以内

±1.5% 以内

±0.5% 以内

±0.5% 以内

対地間最大定格電圧
CAT Ⅲ 300 V rms

CAT Ⅲ 300 V rms

CAT Ⅲ 600 V rms

CAT Ⅲ 600 V rms

CAT Ⅲ 300 V rms

CAT Ⅲ 300 V rms

最大入力電流 45-66Hz
50 A 連続

130 A 連続

550 A 連続1000 A 連続

60 A 連続

130 A 連続

寸法 mm・質量46 Ｗ╳ 135H ╳ 21D / 230g

46 Ｗ╳ 135H ╳ 21D / 230g

78 Ｗ╳ 152H ╳ 42D / 380g

99.5 Ｗ╳ 188H ╳ 42D / 590g

50.5 Ｗ╳ 58H ╳ 18.7D / 50g

50.5 Ｗ╳ 58H ╳ 18.7D / 50g±1.0% 以内AC フレキシブルカレントセンサ AC フレキシブルカレントセンサ
CT9667-01
CT9667-02¥ 40,000 ( 税抜き )¥ 40,000 ( 税抜き )

センサ - 回路 2m /回路 - コネクタ 1m

センサ - 回路 2m /回路 - コネクタ 1m

AC フレキシブルカレントセンサ
CT9667-03¥ 40,000 ( 税抜き )

絶縁導体

絶縁導体

漏れ電流測定用
クランプオンリークセンサ 9657-10

漏れ電流測定用
クランプオンリークセンサ 9675

¥ 25,000 ( 税抜き )

センサ - 回路 2m /回路 - コネクタ 1m¥ 22,000 ( 税抜き )コード長 3m

コード長 3m測定可能導体径CT9667-01:φ100 mm, CT9667-02:φ180 mm
CT9667-03:φ254 mm

測定可能導体径

φ 40 mm

φ 30 mm定格一次電流AC 500 A/ AC 5000 A

定格一次電流AC 10 A*AC 10 A*

確度 位相 45-66Hz± 2.0% rdg ±0.3% f.s. / ±1° 以内

確度 位相 50 または 60Hz

± 1.0% rdg ±0.05% f.s.
±3° 以内± 1.0% rdg ±0.05% f.s.
±5° 以内周波数特性 10-20kHz± 3dB 以内

周波数特性 40 - 5kHz

± 5％ 以内± 5％ 以内

外部磁界の影響1.5%/ f.s. 以下 (AC400A/m の磁界にて )外部磁界の影響最大 7.5 mA(AC400A/m の磁界にて )最大 7.5 mA(AC400A/m の磁界にて )導体位置の影響± 3% 以内

導体位置の影響± 0.1% 以内± 0.1% 以内

対地間最大定格電圧

CAT Ⅲ 1000 V rms / CAT Ⅳ 600 V rms

測定可能導体

絶縁導体

絶縁導体

最大入力電流 45-66Hz

10000 A 連続

最大入力電流 45-66Hz

30 A 連続

10 A 連続

寸法 mm・質量回路ボックス部 35W×120.5H×34D

CT9667-01, -02 : 280g, CT9667-03 : 470g,

寸法 mm・質量74 Ｗ╳ 145H ╳ 42D/380g

60 Ｗ╳112.5H╳23.6D/160g

単３形アルカリ乾電池（LR6）×2
または、別売り AC アダプタ 9445-02 ￥6,300

備考

電力測定には使用できません

電力測定には使用できません

振幅電源

振幅 45-66Hz*PW3365-10 では測定レンジ AC5A max です。

*PW3365-10 では測定レンジ AC5A max です。

15

測定レンジ構成

組合せ確度 PW3365-10 + PW9020 + クランプセンサ
レンジ

500.00 mA

9694
──±2.3% rdg. ±0.32% f.s.
±2.3% rdg. ±0.4% f.s.
±2.3% rdg. ±0.5% f.s.

レンジ

9660, 9695-03

9661

500.00 A─±2.3% rdg. ±0.32% f.s.
±2.3% rdg. ±0.34% f.s.
±2.3% rdg. ±0.5% f.s.
±2.3% rdg. ±0.7% f.s.

±2.3% rdg. ±0.31% f.s.
±2.3% rdg. ±0.35% f.s.
±2.3% rdg. ±0.4% f.s.
±2.3% rdg. ±0.8% f.s.
±2.3% rdg. ±1.3% f.s.

クランプオンセンサ 9694 / 9695-02 ※1
電圧

結線
1P2W

400.0 V

1P3W
1P3W1U
3P3W2M
3P3W3M
3P4W

500.00 mA 1.0000 A
200.00 W 400.00 W
400.00 W
600.00 W

800.00 W

50.000 A

電流5.0000 A 10.000 A 50.000 A
2.0000 kW 4.0000 kW 20.000 kW

10.000 A
5.0000 A
1.0000 A

4.0000 kW 8.0000 kW 40.000 kW

1.2000 kW 6.0000 kW 12.000 kW 60.000 kW

100.00 A

クランプオンセンサ 9660 / 9695-03 / 9661※2
電圧

結線
1P2W

400.0 V

50.000 A

9661 のみ
電流5.0000 A 10.000 A 50.000 A 100.00 A 500.00 A
2.0000 kW 4.0000 kW 20.000 kW 40.000 kW 200.00 kW

1P3W
1P3W1U
3P3W2M
3P3W3M

4.0000 kW 8.0000 kW 40.000 kW 80.000 kW 400.00 kW

3P4W

6.0000 kW 12.000 kW 60.000 kW 120.00 kW 600.00 kW

10.000 A
5.0000 A

100.00 A
40.000 kW

1.0000 kA
400.00 kW

1P3W
1P3W1U
3P3W2M
3P3W3M

80.000 kW

160.00 kW

800.00 kW

3P4W

120.00 kW

240.00 kW

1.2000 MW

結線
1P2W

400.0 V

電流
1.0000 kA
400.00 kW

5.0000 kA
2.0000 MW

1P3W
1P3W1U
3P3W2M
3P3W3M

400.00 kW

800.00 kW

4.0000 MW

3P4W

600.00 kW

1.2000 MW

6.0000 MW

1P2W
400.0 V

50.00A
20.000kW

電流100.00A
40.000kW

500.00A
200.00kW

1P3W
1P3W1U
3P3W2M
3P3W3M

40.000 kW

80.000 kW

400.00 kW

3P4W

60.000 kW

120.00 kW

600.00 kW

結線

400.0 V

1P2W

CT9667-01, -02, -03
5.000kA レンジ

CT9667-01, -02, -03
500A レンジ

5.0000 kA±4% rdg. ±0.6% f.s.
±4% rdg. ±1.8% f.s.
±4% rdg. ±3.3% f.s.
───
─
±4% rdg. ±0.6% f.s.
±4% rdg. ±1.8% f.s.
±4% rdg. ±3.3% f.s.

100.00 A

確度保証条件

ウォームアップ時間 30 分、正弦波入力、周波数 50/60Hz
対地間電圧 400 V 以下

確度保証温湿度範囲
確度保証表示範囲

23℃ ±5℃、80％ rh 以下
有効測定範囲

実時間確度
温度係数
外部磁界の影響±0.3s/ 日以内 （電源 ON 時 , 使用温湿度範囲内）±0.1% f.s. /℃以内（23℃ ±5℃以外）±1.5% f.s.（AC400A/m, 50/60Hz の磁界中において）

放射性無線周波数
電磁界の影響

10V/m にて電圧・有効電力 ±5% f.s. 以内

皮相電力

各測定値からの演算に対して ±1dgt.
基本波演算の場合±2.0% rdg. ±3.0% f.s.+ クランプセンサ確度（無効率 =1)

無効電力

実効値演算の場合
各測定値からの演算に対して ±1dgt.

電力量
力率
周波数
デマンド値
デマンド量

漏洩電流：クランプオンリークセンサ 9657-10 / 9675
レンジ

レンジ

500.00 A

AC フレキシブルカレントセンサ CT9667-01, -02, -03（500A 選択時）
電圧±3% rdg. ±0.31% f.s.
±3% rdg. ±0.35% f.s.
±3% rdg. ±0.4% f.s.

50.000 A

500.00 A
200.00 kW

結線

1.0000 kA

1.0000 kA

AC フレキシブルカレントセンサ CT9667-01, -02, -03（5kA 選択時）
電圧

9669

100.00 A

電流200.00 A
80.000 kW

電圧

レンジ200.00 A

クランプオンセンサ 9669

有効電力、無効電力の各測定確度 ±1dgt.
各測定値からの演算に対して ±1dgt.
±0.5％ rdg.（電圧 90 〜 520V の正弦波入力において）
有効電力、無効電力の各測定確度 ±1dgt.
有効電力、無効電力の各測定確度 ±1dgt.

※19694 センサ (CAT III 300V) は 500mA 〜 5A レンジまで、
9695-02 センサ (CAT III 300V) は 500mA 〜 50A レンジまでが確度保証範囲※29660,9695-03 センサ (CAT III 300V) は 5A 〜 100A レンジまで、
9661 センサ (CAT III 600V) は 5A 〜 500A レンジまでが確度保証範囲

50.000 mA/ 100.00 mA/ 500.00 mA/ 1.0000 A/ 5.0000 A

表示範囲 / 有効測定範囲 / 有効ピーク範囲表
項目
電圧

電流
（代表）

レンジ
400 V 単一レンジ

表示範囲
下限

9695-02±2.3% rdg. ±0.32% f.s.
±2.3% rdg. ±0.4% f.s.
±2.3% rdg. ±0.5% f.s.
±2.3% rdg. ±1.3% f.s.
±2.3% rdg. ±2.3% f.s.

電流レンジ代表例：クランプオンセンサ 9661
有効測定範囲
下限

上限

表示範囲

有効ピーク

上限

範囲

5.0 V

90.0 V

520.0 V

520.0 V

±750 Vpeak

5 A レンジ

0.0200 A

0.2500 A

5.5000 A

6.5000 A±20 Apeak

10 A レンジ

0.040 A

0.500 A

11.000 A

13.000 A±40 Apeak

50 A レンジ

0.200 A

2.500 A

55.000 A

65.000 A±200 Apeak

100 A レンジ

0.40 A

5.00 A

110.00 A

130.00 A±400 Apeak

500 A レンジ

2.00 A

25.00 A

550.00 A

650.00 A±1000 Apeak【付属品】
・電圧センサ PW9020
・AC アダプタ Z1008
・USB ケーブル（0.9m）
・取扱説明書・測定ガイド・カラークリップ ( 赤・青・黄・白 )・スパイラルチューブ（コード結束用）※電流用クランプオンセンサは別売です※非接触電圧センサは標準付属です

クランプオンパワーロガー PW3365-10 本体のみでは、電流・電力の測定はできません。電流・電力測定には別売のクランプオンセンサをお買い求めください。3P3W3M、3P4W の測定を行う場合は電圧センサを別途１本追加でご購入ください。また、測定データの保存には動作保証されたオプションの SD カードをお買い求め頂き、ご使用ください。

製品名：クランプオンパワーロガー PW3365
形名（発注コード）

3本
1個
1本
1冊
1枚
各色 4 個10 個（価格）

PW3365-10 （日本語版・本体のみ） .....¥ 235,000 ( 税抜き )オプション
クランプオンセンサ（負荷電流用）

クランプオンアダプタ 9290-10

クランプオンセンサ

9694（AC5A）￥20,000 （税抜き）

クランプオンセンサ

9660（AC100A）￥20,000 （税抜き）

クランプオンセンサ

9661（AC500A）￥22,000 （税抜き）

クランプオンセンサ

9669（AC1000A）￥30,000 （税抜き）

AC フレキシブルカレントセンサ

CT9667-01 （AC5000A）￥40,000 （税抜き）

AC フレキシブルカレントセンサ

CT9667-02 （AC5000A）￥40,000 （税抜き）

AC フレキシブルカレントセンサ

CT9667-03 （AC5000A）￥40,000 （税抜き）

クランプオンセンサ（CE 非対応）＊

9695-02 （AC50A）￥9,800 （税抜き）

クランプオンセンサ（CE 非対応）＊

9695-03 （AC100A）￥9,800 （税抜き）

接続ケーブル

9219（9695-02/03 用） ￥4,000 （税抜き）＊ 9695-02, 9695-03 をご購入時には、別売りの接続ケーブル 9219 もお求めください。

クランプオンリークセンサ（漏れ電流用）

二次側
100A

￥22,000（税抜き）・ 測定可能径 : φ55mm ▪ 80×20mm
・ 対地間最大定格電圧 : CAT III 600V
・ コード長 : 3m
１次側電流を２次側で 10：1 の CT 比でクランプオンリークセンサ

9657-10￥25,000（税抜き）

クランプオンリークセンサ

9675￥22,000（税抜き）

パワーロガービューワ SF1001

一次側
1000A

バッテリセット PW9002￥12,000（税抜き）

下げることができます

電圧センサ PW9020

携帯用ケース C1005/C1008￥30,000（税抜き）

バッテリカバーとバッテリパックのセット

バッテリパック 9459

・時系列グラフ表示
・帳票表示
・日報 / 週報 / 月報表示
・コピー機能・印刷機能￥30,000（税抜き）

AC アダプタ Z1008

交換用にバッテリパックのみ購入時￥10,000（税抜き）

3 本本体標準付属
別途購入用（1 本単位）コード長 3m

SD メモリカード 8GB Z4003

SD メモリカード 2GB Z4001￥28,000（税抜き）￥12,000（税抜き）￥12,000（税抜き）
本体標準付属品
別途購入用

HIOKI 純正オプション品をご使用ください。それ以外のメディアは動作保証外になります。

C1005￥15,000（税抜き）C1008￥18,000（税抜き）

寸法：約 390W
約 275H
約 110D mm

寸法：約 390W
約 275H
約 150D mm

LAN ケーブル 9642
￥3,000（税抜き）
コード長 5m/ ストレート
クロス変換コネクタ付属

お問い合わせは ...

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら
本社 カスタマーサポート

0120-72-0560（9:00 〜12:00, 13:00 〜17:00, 土・日・祝日を除く）

0268-28-0560
詳しい情報はWEBで検索

info@hioki.co.jp
HIOKI■本カタログの記載内容は 2018 年 10 月 1 日現在のものです。 ■本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 ■本カタログで使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
校正書類について 校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
PW3365J12-8XB
販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は本社受注センターまで。 TEL 0268-28-1688 FAX は弊社営業拠点と共有で受信できますので、担当営業拠点宛にお願いします。