ＭＳＡ５００ リアルタイムモード 取扱説明書 （第 1.00 版）
リアルタイムモードでは、以下の８種の解析機能があります。
スペクトル解析 / スペクトログラム解析 / オーバーライト解析 /パワー対時間 / 周波数対時間 / 位相対時間 / ＩＱ対時間 / Ｑ対Ｉ
また、オーバーライト解析を除くリアルタイムモードには、画面表示が１波形表示と２波形表示の２つの方法があります。

１波形表示

２波形表示

選択されている解析機能が ANALYSIS に表示されています。
２波形表示は、ＭＡＩＮ画面（上段）とＳＵＢ画面（下段）とから成り、それぞれに表示できる波形は次の通りです。
＜ＭＡＩＮ画面＞ （解析するフレームの波形のみが表示されます。）
スペクトル解析 / スペクトログラム解析 / パワー対時間 / 周波数対時間 / 位相対時間 / ＩＱ対時間 / Ｑ対Ｉ＜SUB 画面＞ （取り込んだ全フレームの波形が表示されます。）
パワー対時間 / スペクトログラム解析
２波形表示では、ＭＡＩＮ画面（上段）で選択されている解析機能が ANALYSIS に表示されています。
取り込んだ全フレームの波形をＳＵＢ画面（下段）に表示させて、その波形を見ながら、解析する部分のフレームと波形の種類を選択、変更し、ＭＡＩＮ画面（上段）に波形を表示します。

－1－OPERATION MODE

を押すことで、掃引モードとリアルタイムモードを切り換えることができます。

リアルタイムモードの場合、以下のリアルタイム・スペアナメニューが表示されます。
リアルタイム・スペアナメニュー（オーバーライト測定以外選択時）

ANALYSIS

ACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１１１１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６Ｆ４Ｆ５Ｆ６

リアルタイム・スペアナメニュー（オーバーライト測定選択時）

ANALYSISSTR FRAME

MAIN

SUB

200

Ｆ１Ｆ２Ｆ３－2－

１. １波形表示での測定
１－１. スペクトル解析
スペクトル解析では、横軸：周波数、縦軸：パワーで１フレーム分の波形を表示します。

横軸：周波数、縦軸：パワー（１）

ANALYSIS

ACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１１１１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６リアルタイム・スペアナメニューでＦ１を押しますと次の表示になります。

Ｆ１－3－（２）SPECTRUM

SPECTROGMOVERWRITET DOMAIN

SELECT

Ｆ１を押した後に、Ｆ１（３）Ｆ２Ｆ１Ｆ３Ｆ６Ｆ４RETURN

Ｆ５Ｆ６を押して、リアルタイム・スペアナメニューに戻ります。

Ｆ１ANALYSISACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１１１１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６は変更できません。

スペクトル解析は１フレーム分の表示ですので、HOLD / RUN

Ｆ３Ｆ４Ｆ５を押しますと測定を開始します。
Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１トリガ設定で、１回だけ測定を行う ＳＩＮＧＬＥモードと、連続で測定を行う ＣＯＮＴＩＮＵＥモードを切り換えます。
（起動時はＳＩＮＧＬＥモードに設定されています。）
ＴＲＩＧを押しますと次の表示になります。

Ｆ１Ｆ４TRIG SRC

PRE TRIG

SLOPE

SCAN

OFS STEPＩＭＰ

SELECT

100％

RISE

SINGLE

１dB

５０Ω

Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６を押しますとＳＩＮＧＬＥモードとＣＯＮＴＩＮＵＥモードが切り換わります。

Ｆ１－4－１－２. スペクトログラム解析
スペクトログラム解析では、横軸：時間（フレーム数）、縦軸：周波数、色：パワーの３次元で波形を表示します。

横軸：時間（フレーム数）、縦軸：周波数、色：パワー（１）

ANALYSIS

ACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１１１１

Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６

リアルタイム・スペアナメニューでＦ１を押しますと次の表示になります。

Ｆ１－5－（２）SPECTRUM

SPECTROGMOVERWRITET DOMAIN

SELECT

Ｆ１を押した後に、Ｆ２（３）Ｆ２Ｆ１Ｆ３Ｆ６Ｆ４RETURN

Ｆ５Ｆ６を押して、リアルタイム・スペアナメニューに戻ります。

Ｆ１ANALYSISACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１００

１１００１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６Ｆ３で、取り込むフレーム数（時間）を設定します。 最大フレーム数は５００です。

Ｆ１Ｆ４Ｆ５は変更できません。

（１フレームに対応する時間はスパンに依存します（反比例の関係）。）Ｆ１Ｆ１HOLD / RUNを押しますと測定を開始します。

Ｆ１－6－

１－３. オーバーライト解析
オーバーライト解析では、横軸：周波数、縦軸：パワー、色：発生頻度で複数フレームの波形を重ね書きして表示します。

横軸：周波数、縦軸：パワー、色：発生頻度（１）

ANALYSIS

ACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１１１１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６リアルタイム・スペアナメニューでＦ１を押しますと次の表示になります。

Ｆ１－7－（２）SPECTRUM

SPECTROGMOVERWRITET DOMAIN

SELECT

Ｆ１を押した後に、Ｆ３（３）Ｆ２Ｆ１Ｆ３Ｆ６RETURN

Ｆ４Ｆ５Ｆ６を押して、リアルタイム・スペアナメニューに戻ります。

Ｆ１

ANALYSISSTR FRAME

MAIN

SUB

２００

Ｆ１Ｆ２Ｆ３で、Ｆ３２００

Ｆ４５００１０００のいずれかにオーバーライト蓄積フレーム数を設定します。
Ｆ１
HOLD / RUNを押しますと測定を開始します。

Ｆ１－8－Ｆ５２０００５０００Ｆ６＊＊（無限）１－４. パワー対時間
パワー対時間では、横軸：時間（フレーム数）、縦軸：パワーで波形を表示します。

横軸：時間（フレーム数）、縦軸：パワー（１）ANALYSIS

ACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１１１１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６

リアルタイム・スペアナメニューでＦ１を押しますと次の表示になります。

Ｆ１－9－（２）SPECTRUM

SPECTROGMOVERWRITET DOMAIN

SELECT

Ｆ１Ｆ３Ｆ４Ｆ５IQ - T

Q-I

Ｆ６を押しますと次の表示になります。

Ｆ４（３）Ｆ２RETURN

Ｆ１POWER - T

FREQ - T

PHASE - T

RETURN

Ｆ１を押した後に、Ｆ１（４）Ｆ２Ｆ１Ｆ３Ｆ６Ｆ４Ｆ５Ｆ６を２回押して、リアルタイム・スペアナメニューに戻ります。

Ｆ１ANALYSISACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１００１１００１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６Ｆ３で、取り込むフレーム数（時間）を設定します。 最大フレーム数は５００です。

Ｆ１Ｆ４Ｆ５は変更できません。

（１フレームに対応する時間はスパンに依存します（反比例の関係）。）Ｆ１Ｆ１HOLD / RUNを押しますと測定を開始します。

Ｆ１－10－

１－５. 周波数対時間
周波数対時間では、横軸：時間（フレーム数）、縦軸：周波数で波形を表示します。

横軸：時間（フレーム数）、縦軸：周波数（１）

ANALYSIS

ACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１１１１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６

リアルタイム・スペアナメニューでＦ１を押しますと次の表示になります。

Ｆ１－11－（２）SPECTRUM

SPECTROGMOVERWRITET DOMAIN

SELECT

Ｆ１Ｆ３Ｆ４Ｆ５IQ - T

Q-I

Ｆ６を押しますと次の表示になります。

Ｆ４（３）Ｆ２RETURN

Ｆ１POWER - T

FREQ - T

PHASE - T

RETURN

Ｆ１を押した後に、Ｆ2（４）Ｆ２Ｆ１Ｆ３Ｆ６Ｆ４Ｆ５Ｆ６を２回押して、リアルタイム・スペアナメニューに戻ります。

Ｆ１ANALYSISACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１００

１１００

１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６Ｆ３で、取り込むフレーム数（時間）を設定します。 最大フレーム数は５００です。

Ｆ１Ｆ４Ｆ５は変更できません。

（１フレームに対応する時間はスパンに依存します（反比例の関係）。）Ｆ１Ｆ１HOLD / RUNを押しますと測定を開始します。

Ｆ１（注）リファレンスレベルは、予め、パワー対時間で測定したい信号のパワーを確認し、信号のパワーよりも、大きい値に設定してください。
－12－１－６. 位相対時間
位相対時間では、横軸：時間（フレーム数）、縦軸：位相で波形を表示します。

横軸：時間（フレーム数）、縦軸：位相（１）ANALYSIS

ACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１１１１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６

リアルタイム・スペアナメニューでＦ１を押しますと次の表示になります。

Ｆ１－13－（２）SPECTRUM

SPECTROGMOVERWRITET DOMAIN

SELECT

Ｆ１Ｆ３Ｆ４Ｆ５IQ - T

Q-I

Ｆ６を押しますと次の表示になります。

Ｆ４（３）Ｆ２RETURN

Ｆ１POWER - T

FREQ - T

PHASE - T

RETURN

Ｆ１を押した後に、Ｆ３（４）Ｆ２Ｆ１Ｆ３Ｆ６Ｆ４Ｆ５Ｆ６を２回押して、リアルタイム・スペアナメニューに戻ります。

Ｆ１ANALYSISACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１００

１１００１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６Ｆ３で、取り込むフレーム数（時間）を設定します。 最大フレーム数は５００です。

Ｆ１Ｆ４Ｆ５は変更できません。

（１フレームに対応する時間はスパンに依存します（反比例の関係）。）Ｆ１Ｆ１HOLD / RUNを押しますと測定を開始します。

Ｆ１（注）リファレンスレベルは、予め、パワー対時間で測定したい信号のパワーを確認し、信号のパワーよりも、大きい値に設定してください。
－14－

１－７. ＩＱ対時間
ＩＱ対時間では、横軸：時間（フレーム数）、縦軸：ＩＱ（黄色がＩ、緑がＱ）で波形を表示します。

横軸：時間（フレーム数）、縦軸：ＩＱ（黄色がＩ、緑がＱ）（１）

ANALYSIS

ACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１１１１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６リアルタイム・スペアナメニューでＦ１を押しますと次の表示になります。

Ｆ１－15－（２）SPECTRUM

SPECTROGMOVERWRITET DOMAIN

SELECT

Ｆ１Ｆ３Ｆ４Ｆ５IQ - T

Q-I

Ｆ６を押しますと次の表示になります。

Ｆ４（３）Ｆ２RETURN

Ｆ１POWER - T

FREQ - T

PHASE - T

RETURN

Ｆ１を押した後に、Ｆ４（４）Ｆ２Ｆ１Ｆ３Ｆ６Ｆ４Ｆ５Ｆ６を２回押して、リアルタイム・スペアナメニューに戻ります。

Ｆ１ANALYSISACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１００１１００１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６Ｆ３で、取り込むフレーム数（時間）を設定します。 最大フレーム数は５００です。

Ｆ１Ｆ４Ｆ５は変更できません。

（１フレームに対応する時間はスパンに依存します（反比例の関係）。）Ｆ１Ｆ１HOLD / RUNを押しますと測定を開始します。

Ｆ１（注）リファレンスレベルは、予め、パワー対時間で測定したい信号のパワーを確認し、信号のパワーよりも、大きい値に設定してください。
－16－

１－８. Ｑ対 Ｉ
Ｑ対Ｉでは、横軸：Ｉデータ、縦軸：Ｑデータで極座標表示をします。

横軸：Ｉデータ、縦軸：Ｑデータ（１）

ANALYSIS

ACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１１１１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６

リアルタイム・スペアナメニューでＦ１を押しますと次の表示になります。

Ｆ１－17－

（２）SPECTRUM

SPECTROGMOVERWRITET DOMAIN

SELECT

Ｆ１Ｆ３Ｆ４Ｆ５IQ - T

Q-I

Ｆ６を押しますと次の表示になります。

Ｆ４（３）Ｆ２RETURN

Ｆ１POWER - T

FREQ - T

PHASE - T

RETURN

Ｆ１を押した後に、Ｆ５（４）Ｆ２Ｆ１Ｆ３Ｆ６Ｆ４Ｆ５Ｆ６を２回押して、リアルタイム・スペアナメニューに戻ります。

Ｆ１ANALYSISACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１００

１１００

１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６Ｆ３で、取り込むフレーム数（時間）を設定します。 最大フレーム数は１００です。

Ｆ１Ｆ４Ｆ５は変更できません。

（１フレームに対応する時間はスパンに依存します（反比例の関係）。）Ｆ１Ｆ１HOLD / RUNを押しますと測定を開始します。

Ｆ１（注）リファレンスレベルは、予め、パワー対時間で測定したい信号のパワーを確認し、信号のパワーよりも、大きい値に設定してください。
－18－

２. ２波形表示での測定
まず、ＳＵＢ画面（下段）に表示する波形を設定して、測定を行い、取り込んだ全フレームのＳＵＢ画面（下段）の波形を見ながら、ＭＡＩＮ画面（上段）に表示する解析フレームと波形の種類を設定します。

横軸：周波数、縦軸：パワー

横軸：時間（フレーム数）、縦軸：周波数、色：パワー－19－

２－１．ＳＵＢ画面
ＳＵＢ画面（下段）を設定して、測定を行った後に、ＭＡＩＮ画面（上段）を設定します。

２－１－１. ＳＵＢ画面 ： パワー対時間（１）

ANALYSIS

ACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１１

１１

Ｆ１Ｆ２Ｆ３

Ｆ４Ｆ５

Ｆ６

リアルタイム・スペアナメニューでＦ２（２）を押しますと次の表示になります。

Ｆ１POWER - T

SPECTROGM

OFFRETURN

Ｆ１Ｆ１（３）

Ｆ２を押した後に、

Ｆ１Ｆ３

Ｆ６Ｆ４Ｆ５Ｆ６を押して、リアルタイム・スペアナメニューに戻ります。

Ｆ１ANALYSISACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１０００１１１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６Ｆ３で、取り込むフレーム数（時間）を設定します。 最大フレーム数は１６３８３です。

Ｆ１Ｆ４Ｆ５Ｆ１Ｆ１は測定後に設定します。

－20－HOLD / RUNを押しますと測定開始し、ＳＵＢ画面（下段）に取り込んだ全フレームの波形が表示されます。

その波形を見ながら、ＭＡＩＮ画面（上段）に表示する解析フレームと波形の種類を設定します。
Ｆ１２－１－２. ＳＵＢ画面 ： スペクトログラム解析（１）

ANALYSIS

ACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１１１１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６

リアルタイム・スペアナメニューでＦ２（２）を押しますと次の表示になります。

Ｆ１POWER - T

SPECTROGM

OFFRETURN

Ｆ１Ｆ２（３）

Ｆ２を押した後に、Ｆ１Ｆ３Ｆ６Ｆ４Ｆ５Ｆ６を押して、リアルタイム・スペアナメニューに戻ります。

Ｆ１ANALYSISACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１０００

１１１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６Ｆ３で、取り込むフレーム数（時間）を設定します。 最大フレーム数は１６３８３です。

Ｆ１Ｆ４Ｆ５Ｆ１

Ｆ１は測定後に設定します。

－21－

HOLD / RUNを押しますと測定開始し、ＳＵＢ画面（下段）に取り込んだ全フレームの波形が表示されます。

その波形を見ながら、ＭＡＩＮ画面（上段）に表示する解析フレームと波形の種類を設定します。
Ｆ１２－２．ＭＡＩＮ画面
ＳＵＢ画面（下段）を設定して、測定を行った後に、ＭＡＩＮ画面（上段）を設定します。

２－２－１. ＭＡＩＮ画面 ： スペクトル解析（１）ANALYSIS

ACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１０００１１１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６リアルタイム・スペアナメニューでＦ１（２）を押しますと次の表示になります。

Ｆ１SPECTRUM

SPECTROGMOVERWRITET DOMAIN

SELECT

Ｆ１Ｆ１
Ｆ１Ｆ２を押した後に、Ｆ３Ｆ６Ｆ４RETURN

Ｆ５Ｆ６を押して、リアルタイム・スペアナメニューに戻ります。

Ｆ１－22－（３）ANALYSIS

ACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１０００１１１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６Ｆ４で、解析を開始するフレーム数を設定します。 最大は取り込みフレーム数です。

Ｆ１
スペクトル解析は１フレーム分の表示ですので、は変更できません。

Ｆ５

ＭＡＩＮ画面（上段）に解析を行う部分のフレームの波形が表示されます。
Ｆ１２－１－２. ＭＡＩＮ画面 ： スペクトログラム解析（１）

ANALYSIS

ACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１０００１１１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６リアルタイム・スペアナメニューでＦ１（２）を押しますと次の表示になります。

Ｆ１SPECTRUM

SPECTROGMOVERWRITET DOMAIN

SELECT

Ｆ１Ｆ２Ｆ１Ｆ２を押した後に、Ｆ３Ｆ６Ｆ４RETURN

Ｆ５Ｆ６を押して、リアルタイム・スペアナメニューに戻ります。

Ｆ１－23－（３）ANALYSIS

ACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１０００１１００１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６Ｆ４で、解析を開始するフレーム数を設定します。 最大は取り込みフレーム数です。

Ｆ１Ｆ５で、解析を行うフレーム数を設定します。 最大のフレーム数は５００、もしくは、Ｆ１

解析を開始するフレーム数から取り込んだ最大のフレーム数の範囲です。

ＭＡＩＮ画面（上段）に解析を行う部分のフレームの波形が表示されます。

２－１－３. ＭＡＩＮ画面 ： パワー対時間（１）

ANALYSIS

ACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１０００１１１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６

リアルタイム・スペアナメニューで（２）Ｆ１を押しますと次の表示になります。

Ｆ１SPECTRUM

SPECTROGMOVERWRITET DOMAIN

SELECT

Ｆ１Ｆ４Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４を押しますと次の表示になります。

－24－

RETURN

Ｆ５Ｆ６（３）POWER - T

FREQ - T

IQ - T

PHASE - T

Q-I
RETURN

Ｆ１Ｆ１Ｆ２を押した後に、Ｆ１Ｆ３Ｆ６Ｆ４Ｆ５Ｆ６を２回押して、リアルタイム・スペアナメニューに戻ります。

Ｆ１（４）ANALYSIS

ACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１０００１１００１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６Ｆ４で、解析を開始するフレーム数を設定します。 最大は取り込みフレーム数です。

Ｆ１Ｆ５で、解析を行うフレーム数を設定します。 最大のフレーム数は５００、もしくは、Ｆ１

解析を開始するフレーム数から取り込んだ最大のフレーム数の範囲です。

ＭＡＩＮ画面（上段）に解析を行う部分のフレームの波形が表示されます。

－25－

２－１－４. ＭＡＩＮ画面 ： 周波数対時間（１）ANALYSIS

ACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１０００１１１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６

リアルタイム・スペアナメニューでＦ１（２）を押しますと次の表示になります。

Ｆ１SPECTRUM

SPECTROGMOVERWRITET DOMAIN

SELECT

Ｆ１Ｆ４（３）

Ｆ２Ｆ３RETURN

Ｆ４Ｆ５IQ - T

Q-I

Ｆ６を押しますと次の表示になります。

Ｆ１POWER - T

FREQ - T

PHASE - T

RETURN

Ｆ１Ｆ２Ｆ１Ｆ２を押した後に、Ｆ３Ｆ６Ｆ４Ｆ５Ｆ６を２回押して、リアルタイム・スペアナメニューに戻ります。

Ｆ１－26－

（４）ANALYSIS

ACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１０００

１１００１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６Ｆ４で、解析を開始するフレーム数を設定します。 最大は取り込みフレーム数です。

Ｆ１Ｆ５で、解析を行うフレーム数を設定します。 最大のフレーム数は５００、もしくは、

Ｆ１

解析を開始するフレーム数から取り込んだ最大のフレーム数の範囲です。

ＭＡＩＮ画面（上段）に解析を行う部分のフレームの波形が表示されます。

－27－２－１－５. ＭＡＩＮ画面 ： 位相対時間（１）

ANALYSIS

ACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１０００１１１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６リアルタイム・スペアナメニューでＦ１（２）を押しますと次の表示になります。

Ｆ１SPECTRUM

SPECTROGMOVERWRITET DOMAIN

SELECT

Ｆ１Ｆ４（３）

Ｆ２Ｆ３RETURN

Ｆ４Ｆ５IQ - T

Q-I

Ｆ６を押しますと次の表示になります。

Ｆ１POWER - T

FREQ - T

PHASE - T

RETURN

Ｆ１Ｆ３Ｆ１Ｆ２を押した後に、Ｆ３Ｆ６Ｆ４Ｆ５Ｆ６を２回押して、リアルタイム・スペアナメニューに戻ります。

Ｆ１－28－（４）ANALYSISACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１０００１１００１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６Ｆ４で、解析を開始するフレーム数を設定します。 最大は取り込みフレーム数です。

Ｆ１Ｆ５で、解析を行うフレーム数を設定します。 最大のフレーム数は５００、もしくは、

Ｆ１

解析を開始するフレーム数から取り込んだ最大のフレーム数の範囲です。

ＭＡＩＮ画面（上段）に解析を行う部分のフレームの波形が表示されます。

－29－

２－１－６. ＭＡＩＮ画面 ： ＩＱ対時間（１）

ANALYSIS

ACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１０００

１１１

Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６

リアルタイム・スペアナメニューでＦ１（２）を押しますと次の表示になります。

Ｆ１SPECTRUM

SPECTROGMOVERWRITET DOMAIN

SELECT

Ｆ１Ｆ４（３）Ｆ２Ｆ３RETURN

Ｆ４Ｆ５IQ - T

Q-I

Ｆ６を押しますと次の表示になります。

Ｆ１POWER - T

FREQ - T

PHASE - T

RETURN

Ｆ１Ｆ４Ｆ１Ｆ２を押した後に、Ｆ３Ｆ６Ｆ４Ｆ５Ｆ６を２回押して、リアルタイム・スペアナメニューに戻ります。

Ｆ１－30－

（４）ANALYSIS

ACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１０００

１１００

１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６Ｆ４で、解析を開始するフレーム数を設定します。 最大は取り込みフレーム数です。

Ｆ１Ｆ５で、解析を行うフレーム数を設定します。 最大のフレーム数は５００、もしくは、

Ｆ１

解析を開始するフレーム数から取り込んだ最大のフレーム数の範囲です。

ＭＡＩＮ画面（上段）に解析を行う部分のフレームの波形が表示されます。

－31－

２－１－７. ＭＡＩＮ画面 ： Ｑ対 Ｉ（１）ANALYSIS

ACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１０００１１１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６リアルタイム・スペアナメニューでＦ１（２）を押しますと次の表示になります。

Ｆ１SPECTRUM

SPECTROGMOVERWRITET DOMAIN

SELECT

Ｆ１Ｆ４（３）

Ｆ２Ｆ３RETURN

Ｆ４Ｆ５IQ - T

Q-I

Ｆ６を押しますと次の表示になります。

Ｆ１POWER - T

FREQ - T

PHASE - T

RETURN

Ｆ１Ｆ５Ｆ１Ｆ２を押した後に、Ｆ３Ｆ６Ｆ４Ｆ５Ｆ６を２回押して、リアルタイム・スペアナメニューに戻ります。

Ｆ１－32－（４）ANALYSIS

ACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１０００１１００１Ｆ１Ｆ２Ｆ３Ｆ４Ｆ５Ｆ６Ｆ４で、解析を開始するフレーム数を設定します。 最大は取り込みフレーム数です。

Ｆ１Ｆ５で、解析を行うフレーム数を設定します。 最大のフレーム数は１００、もしくは、

Ｆ１

解析を開始するフレーム数から取り込んだ最大のフレーム数の範囲です。

ＭＡＩＮ画面（上段）に解析を行う部分のフレームの波形が表示されます。

以上

－33－

空白ページ－34－

空白ページ－35－

マイクロニクス株式会社〒１９３‐０９３４ 東京都八王子市小比企町２９８７‐２
ＴＥＬ．０４２（６３７）３６６７ ＦＡＸ．０４２（６３７）０２２７
ＵＲＬ： http://www.micronix‐jp.com/

OM-17002－36－