INSTRUCTION MANUAL

DigitalAngle Meter

Model No. : BB-180L

Thank you for purchasing the Bevel Box Digital Angle Meter.
Please read this manual thoroughly before use for proper operation.

■ APPLICATIONS and FEATURES■ PARTS IDENTIFICATION【Rear】Battery Cover

【Front】[LCD] Display[ZERO] Button●Precision angle measurement and working
reference for assembly of machinery, tooling,jigs, etc.
●Magnetic base.
●Absolute Mode for measuring angle referenced
to true horizontal.
●0-point can be set at any position in RelativeMode.
●Hold function to freeze display.
●Auto Power Off feature. (approx. 5 minutes)■ SPECIFICATIONS[HOLD] Button【Bottom】
Measurement Surface[ON/OFF] Button

CAUTION●This is a precision measurement instrument - Handle WithCare. Do not drop or subject to shock.
●Instrument accuracy is listed under Specifications section.
For applications requiring higher accuracy, please use
higher precision angle gauge.
●Do not engrave or mark with electric pen.
●Holding power of magnet will vary depending on workpiece.
Test for sufficient holding force before use to insure
instrument does not fall.
●Keep away from precision instruments, watches, etc. andany devices that can be damaged by magnet.
●Clean measuring surface with soft cloth after use toremove any debris or contamination.
●Remove battery if gauge will not be used for a long periodof time.
●Do not use or store in places subject to extreme temperate
fluctuations, direct sunlight, dusty locations, or locations
that are wet or have high humidity.

■INSERTING / REPLACING the BATTERY●1× AAA battery required (not included.)

Accessories
Measurement Modes

Storage Case
Absolute (ABS), Relative■ LCD DISPLAY (POWER) ON / OFF【To Turn ON Power】

When power is OFF, press [ON/OFF] Button.

BatteryCoverTab②Insert AAA battery as shownin drawing. Replace cover.

AAABattery−

When Taking Measurements, Please Note
●Place the measurement surface of the gauge onto the object tobe measured. (Figure:1)※If off-axis tilt of the gauge (toward front or back sides) exceeds±5°, a measurement can not be taken and "Erro" will be displayedon the LCD.

When power is ON, long press of [ON/OFF]Button.

【Auto Power Off Feature】

If there is no change in measured value forapproximately 5 min., power will turn OFF
automatically.

【Absolute Measurement Mode (ABS)】

When power is ON, press [ON/OFF] button toswitch gauge to Absolute Mode. “ABS” icon willappear on the LCD display.

【Relative Measurement Mode】

When power is ON, press [ZERO] button toswitch gauge to Relative Mode. The “ABS” icon
will turn off and display will reset to 0.0.

Surface to be Measured( Figure: 1)

Absolute Measurement Mode (ABS)①Press [ON/OFF] to turn on power.
②If “ABS” icon is not displayed, press [ON/OFF] again to switch
gauge to Absolute Measurement Mode and display icon.
③Place the measurement surface of the gauge onto the object to bemeasured. (Figure:2)
Direction of tilt icon will display next to measured value If tilt is to left, ▼ icon will display.
If tilt is to right, ▲ icon will display.

Relative Measurement Mode
●In Relative Measurement Mode, 0° can be preset at any angle.
①Press [ON/OFF] to turn on power.
②Place gauge on reference surface and press [ZERO] button.
（Figure:3)③Place the measurement surface of the gauge onto the object tobe measured. (Figure:4)
Direction of tilt icon will display next to measured value If tilt is to left, ▼ icon will display.
If tilt is to right, ▲ icon will display.
④Press the [ON/OFF] Button again to switch back to Absolute
Measurement Mode.

ABSABS

Tilted 10° to leftfrom horizontal( Figure: 2)２ Display reading is 0.0°
ABS

Tilted 10° to rightfrom horizontal

１
Press [ZERO] Button

Reference Surface( Figure: 3 )ABSABSHOLD FUNCTION
Press [ HOLD ] to fix the reading on the display.
Press [ HOLD ] a second time to release.

【To Turn OFF Power】■ MEASUREMENT MODE

①Push on tab of rear battery
cover to open.

＋品 Model番
BB-180L
Measurement Range±180.0°Resolution
0.1°
Accuracy± 0.2°
Repeatability
0.1°
approx. 5〜45℃
Operating Temperature Range
Weightapprox. 70g (without battery)
PowerAAA Battery (1×)
Battery Lifeapprox. 40Hr. (for alkaline battery)■TAKING MEASUREMENTSABS

BEVEL BOX

Tilted 5° to left fromreference surface

Tilted 5° to right fromreference surface( Figure: 4)■TROUBLESHOOTING
If any of the following symptoms appear, please cycle power byremoving and replacing battery, or replacing battery with a fresh one.
●No display.
●Displayed reading is in error.
●Displayed value does not change as gauge is moved.
※If problem persists, or if you have any questions, please contact distributor
or place of purchase.
※Please note, manufacturer is unable to respond to inquires or provide
service directly.
Please contact distributor or place of purchase.

Niigata seiki Co., Ltd.
5-3-14, Tsukanome, Sanjo, Niigata, Japan, 955-0055
Tel. : +81-256-33-5522 Fax. : +81-256-33-5518

MAIL intl.sales@niigataseiki.co.jp
URL http://www.niigataseiki.co.jp

取扱説明書
品番：BB-180Ｌ

この度はベベルボックスをお買上げ頂きありがとうございます。
ご使用前に、本書をよくお読み頂き正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。

■各部の名称■用途・特長【背面】電池ボックスカバー【正面】
ＬＣＤ表示部

ＺＥＲＯボタン■仕ＨＯＬＤボタン【底面】測定面●機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定器です。
●底面マグネット付で、金属へ吸着させて測定できます。
●水平面からの測定が可能な絶対測定（ＡＢＳ）モード。
●任意の角度での０設定が可能な比較測定モード。
●ホールドスイッチで数値の固定ができます。
●自動電源オフ機能付（約５分）

様品番
ＢＢ−１８０Ｌ
測 定 範 囲±１８０.０°
最小読取値０.１°
読 取 精 度±０.２°
繰り返し精度０.１°
使用温度範囲約５〜４５℃
質量
約７０ｇ（電池未装填時）
電源
単４形乾電池×１
電 池 寿 命 約４０時間（アルカリ電池使用時）
付属品収納ケース
測 定 方 法 絶対測定（ＡＢＳ）・ 比較測定

ＯＮ／ＯＦＦボタン

ご注意●本品は精密測定機器です。落下等の強い衝撃を与えないでください。
●本器の精度は右記仕様の通りです。更に高い精度を必要とされる場合は、より高精度の測定器をご使用ください。
●電気ペン等での文字や番号等の書き込みは避けてください。
●マグネットの吸着力は対象物により変わります。ご使用前に対象物へ吸着させ、用途に足りる吸着力であることを確認してからご使用ください。
●精密機器、時計、磁気製品などの磁石の影響を受けやすい■ＬＣＤ表示部（電源）のＯＮ／ＯＦＦ機器には近づけないでください。
【電源をＯＮにする】●ご使用後は測定面に付着したゴミや汚れを、柔らかい布な電源がＯＦＦの状態で、ＯＮ／ＯＦＦボタンを押してどで拭き取ってください。
ください。
●本品を長時間使用しない場合は電池を取り出して保管して【電源をＯＦＦにする】ください。
電源がＯＮの状 態で、ＯＮ／ＯＦＦボタンを長 押し●水のかかる場所、ほこり等の多い場所、直射日光の当たるしてください。
場所、湿度の高い場所、温度変化の激しい場所でのご使用【自動電源ＯＦＦ機能について】や保管はおやめください。
電源がＯＮの状態で約５分間、数値に変化が無いと電源が自動的にＯＦＦになります。

■電池のセット・交換●単４形乾電池は付属しておりません。別途ご用意ください。
①本体背面の電池ボックスカ
バーのツマミを押し上げて、開けてください。

電池ボックス
カバー②単４形乾電池１本を図の方向にセットし、電池ボック
スカバーを元通り取り付けてください。

単４形乾電池ツマミ＋−■モードの切り替え方法【絶対測定（ＡＢＳ）モード】

電源ＯＮの状態でＯＮ／ＯＦＦボタンを押すと、ＬＣＤ表示部に “ＡＢＳ” が表示され、絶対測定（ＡＢＳ）モードとなります。

【比較測定モード】

電 源ＯＮの状 態でＺＥＲＯボタンを押すと、ＬＣＤ表示部の “ＡＢＳ” が消え、数値が “０.０°” になり、比較測定モードとなります。

■測定方法
測定時の注意●測定時は、本体の測定面を、被測定物に正しく設置して測定してください。
（図１）※前後の傾きに対して“Ｅｒｒｏ”と表示されることがありますが、表示値の保証数値は前後の傾き±5°以内です。

ABS

ベベルボックス デジタル
角度計

被測定物

（図１）

絶対測定（ＡＢＳ）
モード①ＯＮ／ＯＦＦボタンを押して、電源を入れます。
②ＬＣＤ表示部に “ＡＢＳ” が表示されていない場合は、ＯＮ／ＯＦＦボタンを押し、表示させてください。絶対測定（ＡＢＳ）モードとなります。
③被測定物に本体の測定面を当ててください。
水平面よりも左に傾いている場合は ▼ が、水平面よりも右に傾いている場合は ▲ が、測定値の横に表示されます。（図２）

比較測定モード

ABS

（図２）

２

水平より左に１０°
傾いている

数値が0.0°になる●比較測定モードは、任意の角度を０°に設定することができます。
①ＯＮ／ＯＦＦボタンを押して、電源を入れます。
②基準とする平らな面に本体を置き、ＺＥＲＯボタンを押してくだ
さい。数値が“０.０°”になり、比較測定モードの基準が設定されます。
（図３）③被測定物に本体の測定面を当ててください。
基準とした面よりも左に傾いている場合は ▼ が、基準とした面よりも右に傾いている場合は ▲ が、測定値の横に表示されます。
（図４）④ＯＮ／ＯＦＦボタンを押すと絶対測定（ＡＢＳ）に戻ります。

ＨＯＬＤボタンの使用方法

ＨＯＬＤボタンを押すことで、表示されている数値を固定することができます。
固定を解除する場合は、再度ＨＯＬＤボタンを押してください。

ABSABS

水平より右に１０°傾いている

１

ZEROボタンを押す

基準とする平らな面（図３）

ABSABS（図４） 基準面より左に５° 基準面より右に５°傾いている

傾いている■トラブルと対応

下記の症状が現れた場合は電池を入れ直す、または新しい電池と交換してください。
●表示しない●表示の数値が異常●数値が固まって動かない※症状が改善されない場合や不明な点がございましたらお買い上げの販売店、または発売元までご連絡ください。
※お問い合わせや、ご連絡が無いまま直接発売元に修理品などを送付されても処理、対応ができない場合がありますのでご了承ください。

発売元〒955-0055 新潟県三条市塚野目5丁目3番14号(0256)33-5502(代) FAX(0256)33-5528

URL http://www.niigataseiki.co.jp
E1078-Q2
20042000