EMS 試験システム

MR2350小型で簡便な放射イミュニティ試験システム-Precompliance-

MR2350の概要

Windows/2000/XP/Vista/7(32bit)※EUT監視カメラMEC235は床置きです。
※PCはシステム価格に含まれません。

EMS 試験について

MR2350の特長
1
電磁環境両立性Electro-Magnetic Compatibility(EMC）

MR24001, 3, 10V/m の電界強度

1V/m、 3V/m、 10V/m の3レベルおよび任意（1～10V/m）の電界強度を発生することができます。

2
電磁妨害Electro-Magnetic Interference
(EMI）

電磁感受性
Electro-Magnetic Susceptibility(EMS）

MR2300MR2350

EUT 監視カメラによる誤動作検知

放射電磁波による EUT の誤動作を電波暗箱内に設置されたカメラで確認することができます。 画像は PC 画面に表示されます。

3

自社開発の小型・広帯域アンテナ

EMC 試験は、 EMI 試験と EMS 試験とから成っています。 EMI 試験は EUT（被MAN101 は 578 （W） × 401 （H） × 250 （D） mm （地 板 含 ま ず） と 小 型 で、測定装置）から放出される放射妨害ノイズあるいは伝導性妨害ノイズが定めら30MHz ～1GHz と広帯域なアンテナを自社開発しました。

れた規格値を超えないかどうかの評価を行います。 この規格値は、 EUT の動作が他の機器の動作や無線通信に対して著しい妨害を与えないことの保証を目的としたものです。 上記エミッション試験は EMI 試験システム MR2300 で行うことができます。
一方、 EMS 試験は周辺の電磁波によって EUT が誤動作を引き起こさないかどうかの評価を行います。 この放射イミュニティ試験は、 本システムである

4

MR2400で EMI+EMS 試験

EMI 試験システムの MR2300と EMS 試験システムの MR2350を組み合わせた MR2400で EMC（EMI+EMS）試験を行うことができます。

Precompliance 用 EMS 試験システム MR2350 で行うことができます。 EUTが誤動作を引き起こしているかどうかは電波暗箱内に設置された EUT 監視カ
メラによって、 パソコン画面上で把握することができます。 もちろん、 EUT の誤動作が例えば画面付など視覚によって判断できる場合に限ります。

5

1台の PC で全システムを制御

EMI 試験、 EMS 試験および EUT 監視カメラ、 電動ターンテーブル（オプション）などすべての制御を1台のパソコンで行います。

EMI+EMS 試験システム MR2400
EMI 試 験 の MR2300 と EMS 試 験 の MR2350 を 組 み 合 わ せ た

6

電動ターンテーブル（工場オプション）

シ ス テ ム が EMC 試 験 シ ス テ ム MR2400 で す。 PC ソ フ ト ウ ェ ア はテーブル寸法220mm Φ、 耐荷量15kg の電MAS440/540となります。

動ターンテーブルです。 パソコンから制御し

MR2300と MR2350では電波暗箱 MY5310/5310S/5410と広ます。

帯域アンテナ MAN101/102が共通ですので、 MR2400ではその分安価になります。

※ EMI 試験システム MR2300にも使用できます。 PC ソフトウェアは、 MAS20T またはMAS430T/530T が用意されています。

2電力増幅器 MAP202

電力増幅器 MAP202

ゲ イ ン 約 45dB、 周 波 数 範 囲 80 ～1000MHz の20W 電力増幅器です。
入力破壊レベルは +20dBm です。 信号発生器 MSG703からの信号を増幅し、 広帯域アンテナに供給します。
なお、 電力増幅器 MAP202は MY5310/5310S の電波暗箱に適用されます。
放射電磁波によって EUT が誤動作したかどうかを確認するためのカメラです。
EUT は表示器付きなど外観上異常が判断できるものに限られます。 このカメ
ラは電波暗箱内に置くためカメラ本体は電波吸収体 ( フェライトタイル ) で覆わ

信号発生器 MSG703

れ、 台座は樹脂製です。 したがって、 カメラ部での電波の反射は極力おさえられます。

CW（連続波）または正弦波によって変カメラは42倍までズームでき、 また調された AM 信号を出力します。 変調

左右に±29°、 上方へ23°、 下方へ度は通常80% ですが、 0～90％の範35°の視野制御ができます。

囲で任意設定が可能です。 出力レベル

これらの制御はパソコンで行うこと

は、 電力増幅器 MAP202および広帯ができ、 画像はパソコンのモニタ画域アンテナ MAN101の振幅特性を補正するように、 1～10V/m の電界強度に対応してプログラミングされています。

面に表示されます。 右図はデジタルオシロスコープ画面の撮影例です。
なお、 カメラへの電源は PoE 給電ハブによって供給されます。

電波暗箱

MY5310/5310S/5410

PC ソフトウェア

MAS235B

電波暗箱は、 アンテナから放出された高電力の電磁波を外部に漏らさないために必要です。
MY5310/5310S/5410 は、 電 波 吸 収 体としてフェライトタイルを使用し、 30MHz ～400MHz の 間 で 20dB 以 上、 400MHz ～1GHz の間で12dB 以上の吸収性能を示してMY5310います。 それ故、 電波暗箱内での不要な反射や共振が抑えられています。
また、 直径220mm、 耐荷重10kg のターンテ① RF 出力状態表示ーブルを備えています。 ターンテーブルは外信号発生器（SG）の出力状態を表示部に取り付けられている回転ノブで回すことします。 SG の RF 出力が ON のときができます。 回転インジケータも備えていますは 「SG 出力中」、 OFF のときは 「SGので、 回転角度を正確に設定することができ停止中」 と表示されます。

ます。 なお、 この手動ターンテーブルの代わり③試験シナリオ② 試験条件設定

MY5410に電動ターンテーブルもオプションとして用意① RF 出力状態表示されています。

試験シナリオのデータを作成する条

その他、 電源コンセント、 D-sub コネクタ、 LAN コネクタ及び N 型同軸コネクタ件を設定します。 最大３つのバンドが装備されています。

設定と、 変調方式の選択ができまMY5410は、 直径756mm、 耐荷重100kg のターンテーブルを備えており、す。

②試験条件設定④再生コントロール

大型 EUT 用の電波暗箱です。 広帯域アンテナは MAN102が設置されていま

掃 引 周 波 数 範 囲 は、 ス タ ー ト 周 波

す。

数とストップ周波数で指定します。 掃引のステップは周波数ステップと比率

また、 アンテナ支持マストが装備されており、 アンテナを手動で上下に10cm 間ステップがあり、 前者は指定された周波数ステップ（1kHz ～100MHz）毎に隔で最大90cm 移動させることができます。 電波吸収体は MY5310と同じも等間隔で掃引していき、 後者は指定された比率（0.1～20％）で掃引して いのを使用しています。

きます。 例えば、 10％ステップ、 スタート周波数80MHz とすると、 80・88・96.8MHz････ と掃引していきます。 放射時間で、 各ステップの RF 出力開始から停止までの間隔（0.1～20秒）を指定します。
電界強度は基本的に1・3・10V/m のいずれかに設定しますが、 バンド毎に1～広帯域アンテナ10V/m の範囲で任意に設定することもできます。

MAN101/102

30MHz ～1GHz の周波数帯域をもつ変形 Y 状モノポールアンテナ

変調方式は CW または AM 変調から選択します。

地板

設定した試験条件と電力増幅器の設定、 電界強度の校正情報から算出した試地板（アルミ）( 当社による呼称 ) を自社開発し、小型化に成功しました。 アンテナと③ 試験シナリオ

アンテナ
エレメント

験シナリオを表示します。

ＳＭＡコネクタ

EUT の距離を考えるとき、 アンテナ側の送信基準点は2本のアンテナ
アンテナエレメントエレメントが交わった SMA コネクタの信号ピンの位置となります。
ＳＭＡコネクタアンテナ
支持棒④ 再生コントロール
シナリオの開始・一時停止、 任意位置での放射、 試験停止、 再生位置の移動が行えます。 なお、 掃引は1回だけの単掃引と繰返し掃引（リピート）があります。

把手

操作部の下には、 シナリオの総ステップ数と再生位置のステップ数を表示します。 また、 シナリオを最後まで再生した場合の残り時間を表示します。

3Specifications■広帯域アンテナ (MAN101/102)■システム仕様
試験周波数範囲80～1000MHz

周波数範囲30MHz ～1GHz

試験電界強度

1, 3, 10V/m および任意（1～10V/m, 分解能1V/m）

偏波

直線偏波

インピーダンス50Ω ( 公称 )アンテナ形式

変形 Y 状モノポール（当社による呼称）

AM 変調
波形

正弦波

変調度

80％および任意（0～90％ , 分解能1％）

変調 ON/OFF有り

周波数発生モ－ド固定（FIX）, 掃引（SWEEP）

固定モ－ド分解能

1kHz

掃引ステップ

周波数ステップ ： 1kHz ～100MHz, 分解能1kHz
比率ステップ ： 0.1～20％ , 分解能0.1％

ステップ時間

0.1～20秒、分解能0.1秒

掃引方式

単掃引（SINGLE）, 連続（REPEAT）

EUT 異常検出

EUT 監視カメラ MEC235による対象電波暗箱MY5310、MY5310S、MY5410

付属品• N（P）/N（P） 1.5m 同軸ケーブル（1）• N（P）/N（P） 1m 同軸ケーブル（1）• USB ケーブル（1）• 取扱説明書（1）

ゲイン

46dB typ ＠ 80～600MHz
44.5dB typ ＠ 600～1000MHz

約628(W)×401(H)ｍｍ×250(D)mm

地板

約700(W)×900(D)mm

約800(W)×950(D)mm

重さ

約5.3kg（地板を含む）

約6.0kg（地板を含む）■EUT 監視カメラ MEC235■電力増幅器 MAP202（電波暗箱 MY5410以外で使用）
80～1000MHz

MAN102

約578(W)×401(H)ｍｍ×250(D)mm

項目

掃引モード

周波数範囲

MAN101エレメント

1dB コンプレッションレベル 42.5dBm typ ＠ 80～600MHz
41dBm typ ＠ 600～1000MHz

画像圧縮方式JPEG、MPEG-4

解像度

640×480、 320×240、 192×144ドット

ズーム

12段階42倍（光学21倍、デジタル2倍）

パン（左右）±29°

チルト（上下）上23°、下35°対応照度2～100,000ルクス
0.09～100,000ルクス＠カラーナイトビュー

電波吸収材

フェライトタイルおよび電波吸収シート※台座部は樹脂製

インターフェース

LAN（100BASE-TX/10BASE-T）

電源

PoE 給電ハブから供給

消費電力

約5W ＠待機、約9W ＠パンスキャン

大きさ

カメラ部： 210（W）×190（H）×180（D）mm
台座： 230（W）×200（D）mm
全高： 342mm

重さ

約5.7kg（台座含む）

付属品• PoE 給電ハブ及び付属品（1式）• LAN ケーブル（3）• 取扱説明書（1）

入力 VSWR

2.0以下

出力 VSWR

5.5以下

最大入力レベル+20dBm■信号発生器 MSG703

出力インピーダンス50Ω

周波数範囲5MHz ～3GHz

入出力コネクタN（メス）型 ＠ INPUT、OUTPUT

SSB 位相ノイズ

電源電圧100～240VAC、50～60Hz－95dBc/Hz 以下＠1～3GHz、20kHz オフセット－100dBc/Hz 以下＠5M ～1GHz、20kHz オフセット

消費電力

約80VA ＠ 最大出力

最大出力レベル

大きさ

430（W）×150（H）×440（D）mm（突起物含まず）

重さ約10kg＜ ALC オンにて＞＋14dBm ＠5MHz ～＜1.025GHz＋13dBm ＠1.025～＜2.025GHz＋11dBm ＠2.025～＜2.825GHz＋10dBm ＠2.825～3GHz

掃引の種類

リスト掃引、ステップ掃引

変調の種類

FSK 変調、PSK 変調、振幅変調（AM）

インタフェース

USB デバイス、USB ホスト、LAN（1000BASE － T）

オプション

• ＩＱ変調器 MIQ700• 高安定タイムベース MSG700-03■電波暗箱 MY5310/5310S/5410
MY5310-F1

MY5310S-F1MY5410-F1

約1340×1210×1030mm

約1350×1220×1080mm

約2364×1902×1424mm※キャスタ及び突起物等含まず※キャスタ及び突起物等含まず※突起物等含まず

内部寸法 (W × H × D)

約1280×960×960mm

約1280×960×960mm

約2215×1485×1275mm

ドア開口部寸法 (W × H)

約410×710mm

約510×920ｍｍ

約940×1440(H)mm

総重量約400kg

約400kg

約1020kg項目
外形寸法 (W × H × D)

■PC ソフトウェア（MAS235B）
推奨 PC

Corei 5-440以上、メモリ8GB 以上、
HD 空き容量1GB 以上、通信ポート USB

ターンテーブル寸法

φ220mm

φ220mm

φ756mmターンテーブル耐荷重

10kg( 均等静荷重 )10kg( 均等静荷重 )100kg( 均等静荷重 )提供メディアCD-ROM

65dB typ@2.2GHz

OSWindows 8.1、10（64bit）

ウェブブラウザInternet Explorer 6.0 以降（MEC235用）

シールド性能70dB typ@2.2GHz

電波吸収材

一重フェライトタイル

吸収性能

同軸コネクタ• 20dB 以上＠30MHz ～400MHz• 12dB 以上＠400MHz ～1GHz
N(J) ×2( 左側面下 )N(J) ×1( 正面左下・アンテナ用 )動作温度

0～40℃（性能保証は23±10℃）

動作湿度

40℃ /80％ RH 以下（性能保証は33℃ /70％ RH 以下）

LAN ×1

保存温・湿度-20～60℃、60℃ /70％ RH 以下

AC ×1(250Vmax/10A)

オプション

電動ターンテーブル（工場オプション）

N(J) ×1( 右側面下・アンテ

N(J) ×1( 右側面下 )ナ用 )D-sub25ピン×1( メス )
I/F

■その他

※電動ターンテーブル装着時は AC100V※仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。 ※実際の色とは異なることがあります。 ご了承ください。 ※表示価格には消費税は含まれておりません。 別途申し受けます。

取扱店〒193-0934 東京都八王子市小比企町2987-2

4

TEL：042 (637) 3667

FAX：042 (637) 0227

URL : https://micronix-jp.com/

E-mail : micronix_j@micronix-jp.com

BQ2402