CONTROLLERS

2 軸コントローラドライバ（0.75A/ 相）/2 軸コントローラドライバ（0.35A/ 相）QT-ADM2/QT-ADM2-35
高機能 2 軸コントローラドライバ（0.75A/ 相）/ 高機能 2 軸コントローラドライバ（0.35A/ 相）QT-AMH2/QT-AMH2-35
取扱説明書
このたびは、当社製品をお買い上げいただき、

まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を正しく安全にお使いください。
お読みになったあとも大切に保管し、必要なときにご活用ください。

QT-ADM2/QT-AMH2［ご使用の前に］はじめに■本書について

本書は、次の 4 つのセクションに分けて解説してあります。
1. Section 1 本体編
2. Section 2 操作ボックス編
3. Section 3 通信制御編
4. Section 4 付録
● 本書は、QT-A シリーズコントローラドライバ 4 機種（下記）について解説してあります。
製品番号

制御軸数

モータ電流

ステップ方式

クローズドループ制御

2

0.35A/ 相

標準ステップ

非対応

QT-ADM2

2

QT-AMH2

2

QT-ADM2-35
QT-AMH2-35

2

0.75A/ 相
0.75A/ 相

標準ステップ

マイクロステップ

0.35A/ 相マイクロステップ

非対応
対応
対応

これら 4 機種は、モータ電流、ステップ方式、クローズドループ制御への対応 / 非対応が異なりますが、基本的な操作に大きな違いはありません。
● 本書の解説や説明図には、一部の製品が代表例として使用されています。
● 製品によって異なる内容については、製品名を明記し解説してありますので、ご使用になる機種の製品番号をご確認の上該当する項目をご覧ください。
● 本製品をはじめてお使いになる場合は、各セクションをよくお読みになり、製品を十分ご理解の上、正しくお使いください。

■ 付属品について

本製品の付属品は下記のとおりです。お使いになる前にご確認ください。

① 取扱説明書（本書）.......................1② 別冊「LAN 設定ガイド」..............1③ ゴム足.............................................4④ CD-ROM........................................1※ ①②は CD-ROM にデータとして収納されています。

ご使用の前にモータ電流にご注意ください

QT-A シリーズコントローラドライバには、モータ電流（駆動電流）が異なる 2 つのタイプがあります。QT-ADM2/
QT-AMH2 が 0.75A/ 相、
QT-ADM2-35/QT-AMH2-35 が 0.35A/ 相で、それぞれ使用できるステージが異なります。
ステージを接続する際は、お使いのステージのモータ電流（駆動電流）をご確認ください。

安全にお使いいただくために● 本製品は一般工業等を対象とした汎用品として製作されたものです。従いまして、人命に関わるような状況下での使用やシステム用としての使用を目的として、設計・製造されたものではありません。
● 本製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが、本製品の故障により重大な事故または損失の発生が予想される設備への適用に対しては、バックアップやフェイルセーフ機能をシステム的に設置してください。

ご採用に際してのご注意

当社の責に帰することができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事由から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する保証については、当社は責任を負いかねます。

［ご使用の前に］QT-ADM2/QT-AMH2

使用上のご注意
QT-ADM2/QT-AMH2 は、安全に十分配慮して設計されています。しかし、間違った使い方をすると火災や感電などの事故につながることがあり危険です。このような事故を防ぐため注意事項を必ずお守りください。

本製品は精密部品で構成されておりますので、ショックを与えたり、振動の多い所などで使用しないでください。

本製品に水などがかかると大変に危険です。
そのようなところでの使用は避けてください。

直射日光の当たるところ、
エアコン・暖房器具などの近くや、急激に温度が変化する場所では、使用しないでください。

電源の入った状態でのコネクタ脱着は、故障の原因となりま
すのでおやめください。

AC100Vのケーブルは、
必ずアース付きの3Pコンセントへ
差し込み確実にアースをとってください。
3P 2Pの変換プラ
グなどは絶対に使用しないでください。

本製品は通電時かなりの発熱があります。
放熱用スリットは絶対にふさがないでください。
また、通気の悪い場所では使用しないでください。

モータ電流
QT-ADM2/QT-AMH2：0.75A/相QT-ADM2-35/QT-AMH2-35：0.35A/相

固定されているパネルやカバーを外したり、改造や部品を変更しての使用は、
絶対に行わないでください。

本製品で駆動できるモータ電流は、次のとおりです。
QT-ADM2/QT-AMH2：0.75A/相QT-ADM2-35/QT-AMH2-35：0.35A/相これと異なるモータは駆動しないでください。
QT-ADM2/QT-AMH2［ご使用の前に］目次■ コントローラとホストコンピュータ間の通信テスト..............................................................66
20 PRM モード（パラメータ設定）................................67■ PRM（パラメータ）の操作.................................67
21 SPD モード（速度設定）............................................68■ SPD モードの操作.................................................68
22 ANG モード（ステップ角設定）................................69■ ANG モードの設定................................................69
23 PRG モード（プログラム） ....................................70■ PRG モードの選択.................................................70■ RUN：プログラムの実行...................................... 71■ TCH：ティーチングの記憶..................................73■ EDT：ティーチングデータの編集.......................74■ DEL：プログラムの削除.......................................75
24 Home（原点復帰）.....................................................76■ Home（原点復帰）の操作..................................76

Section 1
本体編
1
2

ご使用までの手順......................................................... 6
システム概要と主な仕様............................................. 7
2.1 特長.......................................................................... 7
2.2 性能仕様................................................................. 83 通信仕様........................................................................11
3.1 RS-232C（EIA-574）.........................................11
3.2 Ethernet（LAN）インターフェース................11
3.3 GP-IB......................................................................11
4 各部の名称と働き....................................................... 12■ 操作ボックス..........................................................145 非常停止機能............................................................... 15
6 接続 ........................................................................... 16
6.1 QT-AMH2/QT-AMH2-35................................. 16
6.2 QT-ADM2/QT-ADM2-35................................. 17
7 電磁ブレーキボックス（QT-BK）の接続................ 18
8 設置 ........................................................................... 19■ 設置用取付穴について..........................................20
9 DipSW の設定............................................................. 21■ Dip SW の機能...................................................... 21
10 パラメータ....................................................................23
10.1 パラメータ一覧..................................................23
10.2 パラメータの設定..............................................24
10.3 パラメータの詳細..............................................24
11 スケールによる移動補正について............................38■ スケールによる移動補正動作例..........................39
12 原点復帰動作...............................................................40

Section 3
通信制御編
25 通信制御について.......................................................78■ 通信制御を行うための通信設定について..........78■ LAN の通信について.............................................78
26 GP-IB 79
27 RS-232C.....................................................................80■ RS-232C インタフェースの通信制御が上手くいかない場合は...........................................80■ RS-232C コネクタ結線........................................80
28 コマンドレスポンス.................................................... 81
29 本書のコマンドについて............................................82
30 コマンドの書式............................................................83
31 コマンド一覧................................................................84
32 コマンド........................................................................86
33 エラーコード.............................................................. 111

Section 2
操作ボックス編
13 電源投入時の表示.......................................................56■ ジョイスティックタイプ（QT-AJ）の操作........56
14 QT-AK のモード遷移..................................................57
15 メニュー画面................................................................58■ メニューの選択......................................................58
16 JOG モード（ジョグ移動）........................................59■ JOG モード画面.....................................................59■ JOG モードの操作.................................................59■ 移動モード時の操作と設定.................................. 61
17 STP モード（ステップ送り）.....................................62■ STP モードの操作（ステップ数の設定と移動）...................................62
18 ABS モード（アブソリュート移動）.........................64■ ABS モードの操作.................................................64
19 TST モード（通信テスト）.........................................65■ TST モードの操作.................................................65

Section 4
付録
34 センサ入力回路.........................................................114
35 PLC を使用した汎用入出力端子の使用例............115
35.1 手順...................................................................115
35.2 プログラムの選択、実行、終了について....115
35.3 プログラムの選択、実行、終了のタイミングチャート.......................................117
35.4 汎用出力端子の説明.......................................118
36 コネクタ仕様..............................................................119
37 安全上の定期点検.....................................................120
38 保証と修理／その他.................................................121
索引 .........................................................................122Section 1
本体編

QT-ADM2/QT-AMH2［本体編］

1 ご使用までの手順
本製品を使用するための手順は次のとおりです。
この「ご使用までの手順」は、QT-ADM2/QT-AMH2 をすぐに使ってみたいという方のために、おおよその手順が示してあります。各項目の詳しい説明については、それぞれの参照先をご覧ください。

1 接続

QT-AMH2※この段階では電源への接続は行わないでください。

※通電させるときは必ずステージを接続してください。

RS-232C/LAN/GP-IB（※）※GP-IBはQT-AMH2/
QT-AMH2-35に装備

注意
ステージが接続されていない状態で、コントローラの電源を入れないでください。
故障の原因となる場合があります。

「6. 接続」（P.16）

X・Yステージ

操作ボックス（QT-AK）

ホストコンピュータ

2 Dip SWの設定

使用するステージや接続機器に合わせてリミットセンサ論理、通信設定などの設定を行います。

「9. Dip SWの設定」（P.21）

QT-AMH2

3 電源ON !

電源プラグをコンセントに接続して電源スイッチを入れます。
AC100V 50/60Hz
アース付3Pコンセントへ
QT-AMH2

4 パラメータ設定

パラメータの設定を行います。
パラメータの設定は、ホストコンピュータ

から通信で行う方法と操作ボックスから行う2つの方法があります。

注意：初期設定ではステージは動きません！
パラメータNo.04で、当社製ステージの製品番号を選択すると、ステージに合ったセンサ論理と原点復帰モードを一括設定することができます。

「10. パラメータ」（P.23）「、P：コマンド」（P.99）

5 ステージ使用

手順1〜4が終了すれば、ステージが使用できます。

P:

［本体編］QT-ADM2/QT-AMH2

2 システム概要と主な仕様
2.1 特長

1. QT-AMH2 と QT-AMH2-35 はマイクロステップドライバ内蔵、QT-ADM2 と QT-ADM2-35 は標準ステップド
ライバを内蔵し、それぞれ 2 軸制御が可能です。
2. QT-AK と接続して、各種の移動操作、パラメータ設定、ティーチングなどの操作が可能です。
3. 通信制御、プログラム運転での軸制御は各軸独立および同時駆動が行えます。
4. パソコンで作成したプログラムデータを記憶し、コントローラ単体でも実行可能（専用ソフト付属）。
5. 単位表示機能（mm、μ m、度、度分秒を記号などで簡易表示）を搭載（QT-AK 使用時）。
6. RS-232C、Ethernet（LAN）、
GP-IB（QT-AMH2/QT-AMH2-35 のみ）および QT-AT（アイソレーションインター
フェース）用コネクタを標準で装備。
7. QT-ADM2 と QT-AMH2 は、電磁ブレーキ制御機能を装備。電磁ブレーキボックス QT-BK（別売）を介して電磁ブレーキ付ステージを制御することができます。

注意

QT-ADM2-35 と QT-AMH2-35 には、電磁ブレーキ制御の機能はありません（QT-BK も使用できません）。また、使用できるステージも当社製 0.35A/ 相ステージのみとなります。

■ 概要図

QT-AMH2

Speed Select

STEP
SPEED
1

2

4

QT-JS

QT-AJ

X・Yステージ●当社製ハイグレードステージ、MMステージ、MSSなど1軸〜2軸のステージが使用可能3

QT-AK●ジョイステックによる移動操作。
●速度設定、JOG/STEPの切り替え、1パルス送り。

●キースイッチによる移動操作。
●メニュー、パラメータ、プ
ログラムなどの各種操作や設定が可能。

ホストコンピュータ●パラメータ設定、各種移動の設定と動作。
●通信コマンドを使用した
プログラミングによる遠隔操作や自動運転。

■ QT-A シリーズラインアップ
製品番号

QT-ADM2（K）/ QT-ADM2（K）-35

製品名

2 軸コントローラドライバ 操作ボックス付

QT-AMH2（K）/ QT-AMH2（K）-35

高機能 2 軸コントローラドライバ 操作ボックス付

QT-AMH2 / QT-AMH2-35

高機能 2 軸コントローラドライバ

QT-AJ

アナログジョイスティック（ジョイスティックの傾け角による速度可変型）

QT-ADM2 / QT-ADM2-35
QT-AK

2 軸コントローラドライバ
操作ボックス※製品番号の末尾「-35」の製品は、0.35A/ 相の 5 相ステッピングモータ対応、その他は 0.75A/ 相の 5 相ステッピングモータ対応

QT-ADM2/QT-AMH2［本体編］

2.2 性能仕様■ QT-ADM2（QT-ADM2-35）
入力電源

AC90 〜 240V 50/60Hz  57VA

周囲温度 / 湿度

10 〜 40℃ /20 〜 80%（非結露）

外形寸法

W165 × D260 × H80mm（突起部含まず）

質量

3.3 ㎏

制御軸数

2 軸（標準ステップドライバ内蔵）

適合機種

当社製 MM ステージ、MSS、ハイグレードステージ（自動）※電磁ブレーキ付き Z ステージには別売りの QT-BK が必要（QT-ADM2 のみ）

制御機能

QT-AK による手動操作、QT-AJ による手動ジョグ移動通信（RS-232C,Ethernet）によるリモート制御

1 回の最大パルス出力

199,999,998 パルス

座標表示範囲＋ 99,999,999 〜 -99,999,999

駆動出力周波数

10 〜 500,000pps

加減速時間

1 〜 1,000ms

原点復帰方式

10 種類

外部入出力

汎用入力 4 点、汎用出力 4 点、プログラム CH 選択入力 4 点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動 / 停止出力、任意ステップ
パルス出力（外部入出力を使用するには別売の QT-AT が必要）

オーバーラン防止

CW/CCW ハードリミット、CW/CCW ソフトリミット、原点復帰範囲

通信インターフェース

RS-232C,Ethernet

制御コマンドQT シリーズ、MS シリーズ上位互換

プログラム機能

標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラム動作機能、操作ボックス（QTAK）による簡易ティーチング機能

バックアップフラッシュ ROM によるバックアップ

その他機能

S 字駆動、2 軸間直線補間、2 軸独立制御、通信回線チェック機能（QT-AK が必要）、
当社製自動ステージの選択機能、内蔵ドライバ OFF 機能

制御方式

5 相ペンタゴン結線バイポーラ定電流方式

駆動電流0.75A/ 相（QT-ADM2-35 は、0.35A/ 相）

ステップ角

1/1（フルステップ）、1/2（ハーフステップ）の 2 種類（移動中の切替不可）

パワーダウン機能

停止時 50% に自動パワーダウン

励磁解除機能あり（ただし、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの開放操作ができません）

［本体編］QT-ADM2/QT-AMH2■ QT-AMH2（QT-AMH2-35）
入力電源

AC90 〜 240V 50/60Hz 60VA

周囲温度 / 湿度

10 〜 40℃ /20 〜 80%（非結露）

外形寸法

W165 × D260 × H100mm（突起部含まず）

質量

3.5 ㎏

制御軸数

2 軸（マイクロステップドライバ内蔵）

適合機種

当社製 MM ステージ、MSS、ハイグレードステージ（自動）※電磁ブレーキ付き Z ステージには別売りの QT-BK が必要（QT-AMH2 のみ）

制御機能

QT-AK による手動操作、QT-AJ による手動ジョグ移動通信（RS-232C, Ethernet, GP-IB）によるリモート制御

1 回の最大パルス出力

199,999,998 パルス

座標表示範囲＋ 99,999,999 〜 -99,999,999

駆動出力周波数

10 〜 500,000pps

加減速時間

1 〜 1,000ms

原点復帰方式

10 種類

外部入出力

汎用入力 4 点、汎用出力 4 点、プログラム CH 選択入力 4 点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動 / 停止出力、任意ステップ
パルス出力（外部入出力を使用するには別売の QT-AT が必要）

スケール入力90 度位相差の 2 相（AB 相）矩形波入力（A+, A-, B+, B- による差動入力で、信号
電圧 5Vp-p）に適合（推奨リニアスケール：MicroE Systems の Mercury Ⅱシリーズ）

オーバーラン防止

CW/CCW ハードリミット、CW/CCW ソフトリミット、原点復帰範囲

通信インターフェース

RS-232C, Ethernet, GP-IB

制御コマンドQT シリーズ、MS シリーズ上位互換

プログラム機能

標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラム動作機能、操作ボックス（QTAK）による簡易ティーチング機能

バックアップフラッシュ ROM によるバックアップ

その他機能

S 字駆動、2 軸間円弧補間、2 軸間直線補間、2 軸独立制御、通信回線チェック機能（QT-AK が必要）
、マイクロステップ駆動（低速域スムースドライブ機能）、エンコー
ダ入力によるクローズドループ制御、当社製自動ステージの選択機能、内蔵ドライバ
OFF 機能、制御方式

5 相ペンタゴン結線バイポーラ定電流マイクロステップ方式（スムースドライブ機能
搭載）

駆動電流

0.75A/ 相（QT-AMH2-35 は、0.35A/ 相）ステップ角

1/1 〜 1/250 までの 16 種類（移動中の切替不可）

パワーダウン機能

停止時 50% に自動パワーダウン

励磁解除機能あり（ただし、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの開放操作ができません）



QT-ADM2/QT-AMH2［本体編］■ QT-AK（操作ボックス）
入力電源

QT-A シリーズコントローラ本体部から供給

周囲温度 / 湿度

10 〜 40℃ /20 〜 80%（非結露）外形寸法

W85 × D135 × H25mm（突起部含まず）

質量

0.6 ㎏

表示部

反射型液晶

機能スイッチキースイッチ機能

ジョグ・アブソリュート・ステップ移動、1 ステップ移動、原点復帰、表示単位切替、
通信テスト、速度テーブル選択

適合機種

QT-ADM2 / QT-ADM2-35 / QT-AMH2 / QT-AMH2-35■ QT-AJ（アナログジョイスティック）
入力電源

QT-A シリーズコントローラ本体部から供給

周囲温度 / 湿度

10 〜 40℃ /20 〜 80%（非結露）外形寸法

W110 × D170 × H45mm（突起部含まず）

質量

0.9 ㎏

ジョイスティック

ジョグ移動

機能

ジョイスティックを傾けた角度に応じてジョグ移動速度可変、1 ステップ移動、ステッ
プ移動、ジョグ / ステップ移動モード切替、速度テーブル選択

適合機種

QT-ADM2 / QT-ADM2-35 / QT-AMH2 / QT-AMH2-35

10

［本体編］QT-ADM2/QT-AMH2

3 通信仕様3.1 RS-232C（EIA-574）
ボーレイト

38400 ／ 4800 ／ 9600 ／ 19200

ビット長

パラメータで設定（No.53）します。
出荷時の設定（初期値）については「10.
パラメータ」（P.23）を参照してください。

7 ビット／ 8 ビット

ストップビット

1 ビット／ 2 ビット

コネクタ形式D-sub 9 ピン オス（DTE PORT）

パリティビット

奇数／偶数／無RS-232C コネクタ配列表
ピン No.

1

信号名

2

─

3

TxD

RxD

4

5

DSR

6

GND

DTR

7

8

CTS

9

RTS

─

接続ケーブルは ACB-RS-2（別売）、または市販のストレートタイプ［メスーメス］を使用してください。

3.2 Ethernet（LAN）インターフェース
コネクタ形状RJ-45

インターフェース

100BASE-TX ／ 10BASE-T 自動認識

通信方法

仮想 COM ポート（VCP）方式 ※１※１：動作可能 OS は、Window XP、Windows Vista で、専用のデバイスドライバが必要です。他の OS や VCP（仮想 COM ポート）方式を使用しない場合の動作保証はいたしません。

3.3 GP-IB
注意

GP-IB インターフェースは、QT-AMH2/QT-AMH2-35 の機能です。QT-ADM2/QT-ADM2-35 にこの機能はあり
ません。
通信形態

IEEE488 規格準拠

備考

マイアドレス

1 ～ 15コネクタ形式57-20240-D35A（アンフェノール社製）相当品

デリミタ

パラメータ No.52 で設定

CR ＋ EOI、LF ＋ EOI、CR ＋ LF ＋ EOI

パラメータ No.51 で設定

２４ピン GP-IB コネクタ

GP-IB コネクタピンアサイン
ピン No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

信号名

DIO1

DIO2

DIO3

DIO4

EOI

DAV

NRFD

NDAC

IFC

SRQ

ATN

シールド

信号名

DIO6

DIO7

DIO8

DIO9

REN

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

ピン No.

13

14

15

16

17

18

11

19

20

21

22

23

24

QT-ADM2/QT-AMH2［本体編］

4 各部の名称と働き■ QT-AMH2/QT-AMH2-35

①

②
③

④

⑨

⑤

⑩

⑥

⑪

⑦

⑫
⑬

⑧

■ QT-ADM2/QT-ADM2-35

①

②
③

④

⑨

⑤

⑩

⑥
⑦

⑬

⑧

12

［本体編］QT-ADM2/QT-AMH2① 電源スイッチ⑨ LAN コネクタ

③ Key コネクタ

⑩ RS-232C コネクタ

本体の主電源スイッチです。電源を「ON」にすると操 Ethernet（LAN）用 RJ-45 コネ クタで す。Ethernet
作ボックスにも電源が供給され、LCD に初期画面が表 （LAN）でホストコンピュータと接続して通信制御を行示されます。
います。
電源を再投入するときは、10 秒以上経過してから行っ このインターフェースは、Windows 上の仮想 COM ポーてください。
ト（VCP）としてのみ動作します。動作には付属のデバ
イスドライバをインストールする必要があります。
② Joy コネクタ
LAN の動作環境、対応 OS、通信設定などについては、
アナログジョイスティック QT-AJ（別売）を接続します。 別冊の「LAN 設定ガイド」を参照してください。

操作ボックス QT-AK（別売）を接続します。

RS-232C インターフェース接続コネクタです。RS232C でホストコンピュータと接続して通信制御を行います。

④ AC インレットまたは電源ケーブル● QT-AMH2/QT-AMH2-35 は、付属の電源ケーブル
を AC インレットに接続し、プラグを AC100V（3P
アース付）のコンセントに接続します。
● QT-ADM2/QT-ADM2-35 は、電源コードのプラグを AC100V（3P アース付）のコンセントに接続します。

⑪ GP-IB コネクタ（QT-AMH2/QT-AMH2-35 専用）

GP-IB インターフェース接続コネクタです。GP-IB でホ
ストコンピュータと接続して通信制御を行います。
GP-IB については、「26. GP-IB」（P.77）を参照してください。

⑤ Reset SW⑫ エンコーダ接続コネクタ（QT-AMH2/QT-AMH2-35 専用）

障害発生時など本体のシステムプログラムをリセットします。パラメータや設定値、自動運転プログラムのメモ
リがすべてリセットされ、初期値に戻ります。

エンコーダからの信号入力です。当社製のスケール付自動 ステージ のエンコー ダ 出力コネクタ A 軸を
「Encorder1」に、B 軸を「Encorder2」に接続します。

⑥ Emergency（非常停止入力端子）⑬ DipSW

非常停止スイッチ等を接続し、外部からの操作で移動中のステージを非常停止させることができます。詳細は「5.
非常停止機能」（P.15）を参照してください。

リミットセンサ論理、通信設定、通信回線チェック、非常停止入力端子切替の各種設定を行います。

⑦ ステージ接続コネクタ

当社製自動ステージ用ケーブルを接続します。リミット
センサや原点センサ等の入力も含んでいます。
ステージ A 軸を「A」へ、ステージ B 軸を「B」へそれぞれ接続してください。

⑧ I/O（QT-AT 接続コネクタ）

オプションのアイソレーションインターフェース接続コ
ネクタで、QT-AT（別売）と外部機器を接続します。

注意● QT-AT 専用で他の機器の接続やこのコネクタに直接信号を入出力することはできません。また、他の機器との接続方法やコネクタのピンアサイン、入出力回路等についてのお問い合わせにはお答えできません。
● 本コネクタを QT-AT 接続以外の目的で使用した結果、故障に至った場合は、保証規定の対象外とさせていただきます。

13

QT-ADM2/QT-AMH2［本体編］■ 操作ボックス

操作ボックスの詳しい操作方法については、「操作ボックス編」（P.55 〜）をご覧ください。
Speed Select

⑬
①

②

⑭

⑪
⑫

⑧

STEP
SPEED
1

2

3

4

QT-AJ

⑮

③
④

⑨

⑤
⑥
⑦

⑩

① 表示器

⑧ Home

座標値や設定値などの情報を表示します。

原点復帰動作を行います。
（[Home] キーを押すと原点復帰軸指定モードとなります。
）② Menu⑨J/S

モードを変更します。[Menu] キーを押すとモード選択画面となります。

「JOG」モードと「STP」モードを切り換えます。

③ Disp⑩ Ent/ 座標値変更

単位表示（パルス表示 / 単位表示）の切替を行います。
単位表示の単位はパラメータで設定します。

入力時の確定キーや「ABS」モード時の移動開始キーとして使用します。また、現在表示されている座標値の変更を行います。

④ SpSel⑪ STEP ランプ

速度グループ番号を選択しステージの速度選択を行います。

「STEP」
モード時に点灯します。
（「JOG」
モード時は消灯）⑤ ＋ / －（移動キー）⑫ SPEED ランプ「JOG」モード（または「STP」モード）時、
左右の [ ＋ ][ − ]を押すと A 軸の移動、前後の [ ＋ ][ − ] 押すと B 軸の移動を行います。
各種入力画面では、左右の [ ＋ ][ − ] はカーソルの移動、項目の選択、桁の選択を行います。前後の [ ＋ ][ − ] は数値の変更を行います。

現在選択されている速度グループを表示します。

⑬ Speed Select

ボタンを押す毎に速度グループが切り替わります。

⑭ JOG/STEP 切り換え / 1 パルス送り

高速移動を行います。
「JOG」モード時、移動キーと同時に押すと指定方向へ高速で移動します。

先端のボタンで「JOG」モードと「STEP」モードを切り換えます。
また、ボタンを押しながらジョイステックを傾けるとその方向へ 1 パルス移動します。

⑦ Stop⑮ ジョイスティック⑥ High

移動中のステージの動作を停止します。表示器への入力中に押すと入力を中止します。
「JOG」
モード時 [Stop]
キーを押しながら、移動キーを押すと 1 パルス送りになります。

ジョイステックを左右に傾けると A 軸の移動、前後に傾けるとB 軸の移動を行います。また、傾ける角度によって移動速度の調節ができます。

14

［本体編］QT-ADM2/QT-AMH2

5 非常停止機能
本体背面の Emergency（非常停止入力端子）を使用して、外部からの操作で移動中のステージを非常停止させる
ことができます。この端子の使い方については、下記の各項目に従ってください。
QT-AMH2/
QT-AMH2-35

Emergemcy（非常停止入力端子）
QT-ADM2/
QT-ADM2-35■ 電線に関する制約

非常停止端子に接続する電線・ケーブルの長さは 2m 以内としてください（2m を超えると誤作動の原因になります）。
また、2 本の電線（AWG ＃ 20（≒ 0.5 □）程度の太さ）をツイスト線にしてください。ノイズの多い環境で使用する際は、お客様ご自身で十分なノイズ対策を行ってください。
2m 以上の延長が必要な場合は、リレーなどの機械式接点を介し延長してください。この際のリレー駆動回路はお客様の自己責任でお願いします。

■ 非常停止スイッチに関する制約

非常停止に使用できるスイッチは、機械式接点（スイッチやリレーで無極性のものに限る）のみです。
電線に信号や電源を加えたり、半導体によるショート／オープン操作は絶対に行わないでください。非常時に動作しない場合があります。

注意● 本体より引出す電線の最大長は 2m で、この電線の末端において機械式接点（スイッチやリレーで無極性のものに限る）による開閉操作を前提に設計しています。
● 機械式接点以外の機器との接続による動作保証はできません。また、機械式接点以外の機器との接続方法等についてのご質問、仕様の変更等には一切応じられませんのであらかじめご了承ください。

■ 非常停止動作論理

非常停止入力端子に接続した 2 本の電線をショートした場合が通常動作、オープンで非常停止となります。
（ノーマ
ルクローズ接点、b 接点）■ 非常停止時の動作

非常停止動作は「通信制御」の非常停止コマンド「E：」実行時と同様で、非常停止解除方法も同様です。
詳細については、「E：コマンド」（P.92）、「パラメータ No.54」（P.34）をご覧ください。

注意

非常停止機能を有効にするには、Dip SW［SW 8] の設定（P.21）を「ON」にする必要があります。
15

QT-ADM2/QT-AMH2［本体編］

6 接続
6.1 QT-AMH2/QT-AMH2-35

次の接続図は、
QT-AMH2-35 と当社製スケール付ハイグレードステージ（自動）2 軸との接続の一例です。操作ボックス（QT-AK）またはホストコンピュータのどちらかひとつが接続されていれば、ステージのコントロールは可能です。
● エンコーダ接続ケーブルは、スケール付ステージでのみ必要です。
● エレクトロニクスモジュールと LAN の接続は、スケールの分解能を設定変更する場合にのみ必要です。QTAMH2-35 と当社製スケール付ハイグレードステージ（自動）2 軸の組合せの場合は、工場出荷時の設定で使用できますので、設定変更の必要はありません。
AC100V 50/60Hz
アース付3Pコンセントへ

ホストコンピュータ

Ethernet
LAN

HUB

LAN

RS-232C
GP-IB

スケールの分解能を設定変更する際に PC の
LAN端子と接続します。

※通信制御を行う場合は、RS-232C、GP-IB、LANのいずれかひとつと接続してください。
QT-AMH2-35

Encoder1
Encoder2

QT-AT

ステージ接続ケーブル（別売）ステージ接続ケーブル（別売）
エンコーダ接続ケーブル（ステージ付属）Ethernet

スケール付ステージ以外はこれらの接続は不要です。

B軸
外部機器との接続

エレクトロニクス
モジュール

A軸

スケール付ハイグレードステージ（自動）2軸
ALD-7003-G1M-RS

エンコーダ接続ケーブル（ステージ付属）注意● 本体の電源を入れるときは必ずステージが接続されていることを確認してください。ステージが接続されてない状態での電源の投入や操作は、ドライブ回路の故障の原因となる場合があります。
● 電源プラグをコンセントに差し込む場合は、必ず電源スイッチが「OFF」の状態になっていることを確認してから行ってください。ステージとの接続、ホストコンピュータとの接続を行う場合も、必ず電源スイッチが「OFF」の状態で行ってください。
● RS-232C、GP-IB、LAN の各インターフェースは、同時使用できません。
（同時使用すると正常な制御ができな
くなります。
）● ステージ接続ケーブルやコンピュータとの通信ケーブルは本製品には付属しておりません。
16

［本体編］QT-ADM2/QT-AMH2

6.2 QT-ADM2/QT-ADM2-35

次の接続図は、QT-ADM2-35 と当社製ハイグレードステージ（自動）2 軸との接続の一例です。操作ボックス（QTAK）またはホストコンピュータのどちらかひとつが接続されていれば、ステージのコントロールは可能です。
ホストコンピュータ

Ethernet
LAN

HUB

LAN

RS-232C※通信制御を行う場合は、RS-232CまたはLANのどちらかひとつと接続してください。
QT-ADM2-35

AC100V 50/60Hz
アース付3Pコンセントへ

ステージ接続ケーブル（別売）

QT-AT

ステージ接続ケーブル（別売）

B軸
外部機器との接続

A軸

ハイグレードステージ（自動）2軸ALD-7003-G1M-R

注意● 本体の電源を入れるときは必ずステージが接続されていることを確認してください。ステージが接続されてない状態での電源の投入や操作は、ドライブ回路の故障の原因となる場合があります。
● 電源プラグをコンセントに差し込む場合は、必ず電源スイッチが「OFF」の状態になっていることを確認してから行ってください。ステージとの接続、ホストコンピュータとの接続を行う場合も、必ず電源スイッチが「OFF」の状態で行ってください。
● RS-232C、LAN の各インターフェースは、同時使用できません。
（同時使用されますと正常な制御ができなくなります。
）● ステージ接続ケーブルやコンピュータとの通信ケーブルは本製品には付属しておりません。

17

QT-ADM2/QT-AMH2［本体編］

7 電磁ブレーキボックス（QT-BK）の接続
QT-ADM2 および QT-AMH2 で電磁ブレーキ付ステージを使用する場合は、別売の QT-BK（電磁ブレーキボックス）を接続してください。
下記接続図は、QT-BK、QT-AC、電磁ブレーキ付ステージの接続例です。その他の機器との接続については、前項の「6. 接続」を参照してください。

注意● QT-ADM2-35 と QT-AMH2-35 には、電磁ブレーキ制御の機能はありません（QT-BK も使用できません）。また、使用できるステージも当社製 0.35A/ 相ステージのみとなります。
● QT-BK には別途電源が必要です。DC24V の電源を用意されるか、別売の QT-AC（QT 専用 AC アダプタ）を使用してください。
QT-BK
電磁ブレーキボックス

QT-AC
QT専用ACアダプタ※またはDC24Vの
外部電源の使用可能

AC100V 50/60Hz
コンセントへQT-AMH2

AまたはBに接続

QT-ADM2

AまたはBに接続
電磁ブレーキ付ステージ18

［本体編］QT-ADM2/QT-AMH2

8 設置
QT-ADM2/QT-AMH2 は、次の方法で設置してください。

※ QT-AMH2 は、側面のコネクタが上になるよ
うに設置してください。

水平に設置

縦に設置

■ ゴム足の取付設置する本体の向きに応じて付属のゴム足を底面になる面の四隅に取り付けてください。

放熱についてのご注意

2 台以上を並べて使用する場合は、縦にして 2cm 以上のスペース設けて設置してください。
2 台を水平に重ねて設置すると本体温度が上昇し、動作不良や故障の原因となりますので、絶対に行わないでくださ
い。水平に重ねる必要がある場合は、ラックなどを使用しコントローラ本体周辺に十分な空間を設けてください。

2cm以上

19

QT-ADM2/QT-AMH2［本体編］■ 設置用取付穴について本体をねじで固定して設置する場合は、4 カ所のネジ穴（M4）を使用してください。
ネジの深さ制限は 5mm 以下です。これを超えるネジを使用した場合、内部が破損し故障や感電などの原因となりますので、十分注意してください。
QT-ADM2

220

20

60

20

4-M4

10

80

10

260

QT-AMH2

20

220

80
10

100

10

260

4-M4

20

20

［本体編］QT-ADM2/QT-AMH2

9 DipSW の設定
ステージのリミットセンサ論理、通信設定、通信回線チェック、非常停止時の端子入力を DipSW で設定します。

注意

スイッチの切り換えは、必ず本体の電源を「OFF」にしてから行ってください。
QT-AMH2/QT-AMH2-35

QT-ADM2/QT-ADM2-35

DipSW の機能と動作は下表のとおりです。スイッチの ON/OFF は、スイッチに記載されている ON（または OFF）
マー
クと同じです。
SW No.

機能OFF

1

A 軸リミットセンサ論理

ノーマルクローズ（B 接点動作）＊

3

未使用

＊

2

B 軸リミットセンサ論理

4

未使用

5

6

7

8

ノーマルクローズ（B 接点動作）＊

未使用

ON

ノーマルオープン（A 接点動作）
ノーマルオープン（A 接点動作）

＊
＊

通信設定

9600, 8, PN, S1, CR ＋ LF ＊パラメータ No.51, 53 の設定

非常停止端子入力切替

無効＊

有効

通信回線チェック（エコーバック）

無効＊

有効

＊：工場出荷時のスイッチ位置注意● 未使用のスイッチは、工場出荷時の設定位置から動かさないでください。
● パラメータ No.04 で「接続ステージ選択」を行う場合は、上記 Dip SW「1」と「2」は設定不要です。

■ Dip SW の機能［SW 1, 2］リミットセンサ論理

A 軸、
B 軸のリミットセンサ論理を設定します。パラメータ No.04 の設定が「00」の場合にのみ機能します。パラメー
タ No.04 の設定が「00」以外の場合、このスイッチでの設定を無視しパラメータ No.04 の設定に従い動作します。

注意

本スイッチの設定よりパラメータ No.04 の設定が優先されますので、パラメータ No.04 を「00」以外に設定した場合、誤った設定を行うとリミットセンサを検出しても停止しない場合がありますので十分注意してください。
21

QT-ADM2/QT-AMH2［本体編］［SW 3, 4, 5］未使用

未使用のスイッチは、工場出荷時の設定位置から動かさないでください。

［SW 6］通信設定

通信で制御する場合の RS-232 初期値を選択します。
ON の場合、パラメータ No.53 および、パラメータ No.51 の設定状態で動作します。
初期状態のパラメータ No.53 の設定値は 2,0,0,0（=9600bps,8 ビット , パリティ無し , ストップビット 1）、No.51の設定値は 0（=CR ＋ LF）になります。詳細はパラメータ No.51、53 をご覧ください。
OFF の場合、パラメータ No.51、53 の設定に関係なく、ボーレート =9600bps、ビット長 =8、パリティビット = 無し、ストップビット =1、デリミタ =CR ＋ LF で動作します。

［SW 7］通信回線チェック（エコーバックテスト）

OFF の場合、本機能は動作しません。
ON の場合、コントローラ内部との通信回線を切断し、PC より送られてきた文字列をそのままエコーバックします。
パソコンから文字列が、RS-232C ポートに出力されているかの確認に使用します。本スイッチを「ON」にし、通信ソフト等を使用し、キーボードから入力した文字と同じ文字が通信ソフト上の画面に表示されれば、RS-232C ポートは正常に動作しています。もし、通信ソフト上の画面に表示されない場合は、PC 側の問題により正常に動作していない可能性があります。
本機能は、RS-232C インターフェースのみに対応しています。
（LAN および GP-IB インターフェースには対応していません）
コントローラ内部の通信設定に関係なく PC 側の通信設定で動作いたします。

［SW 8］非常停止入力端子切替

OFF の場合、非常停止入力端子の入力を無効とします。
ON の場合、非常停止入力端子の入力が有効となり、非常停止入力端子が解放状態で「非常停止」、短絡で「通常動作（非常停止ではない）」として動作します。
「5. 非常停止入力端子」（P.15）を参照してください。

22

［本体編］QT-ADM2/QT-AMH2

10 パラメータ
10.1 パラメータ一覧

QT-ADM2/QT-AMH2 で使用するパラメータの一覧です。
各パラメータの詳細については、次ページからの「パラメータの詳細」をご覧ください。
No.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
22
23
24
25
26
51
52
53
54
55
56
57
58
60
70
73
75
76
77
78

対象軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
全軸
全軸
全軸
全軸
全軸
全軸
全軸
全軸
全軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸

機
能
原点センサ論理
原点前センサ論理
原点復帰モード
ステージ選択原点復帰開始方向と完了位置
使用軸指定
原点復帰速度選択
原点復帰時低速速度
原点復帰時高速速度
原点復帰時加減速時間
原点復帰オフセット＋方向原点復帰範囲－方向原点復帰範囲＋方向ソフトリミット－方向ソフトリミット
バックラッシュ補正
モーター回転方向
操作ボックス（QT-AK）の単位表示
ステージ分解能S 字駆動時の S 字領域速度幅指定
駆動パルスの出力方式選択
駆動パルスの入力方式選択
任意ステップパルスのステップ数
任意座標パルス出力設定
デリミタ設定GP-IB アドレスの設定
RS-232C の設定
非常停止の解除方法の設定
停止方法の選択
電源再投入時座標値再現
返答付コマンドの返答バイト数の設定
QT-AK のキー操作時のブザー音
操作ボックス（QT-AK）の設定状態保持
スケールパルスの入力方式選択
インポジション幅の設定
スケール分解能設定
スケールによる移動量補正の ON/OFF
位置決め完了タイムアウト
位置決め完了のリトライ数

設定範囲
0 ～2
0 ～2
0～9
00 ～ 990～3
0～30～1
10 ～ 500,000
10 ～ 500,000
1 ～ 1,000-99,999,999 ～＋ 99,999,999
0 ～ 99,999,999
0 ～ 99,999,999-99,999,999 ～＋ 99,999,999-99,999,999 ～＋ 99,999,999
0 ～ 9990～1
0～7
1 ～ 1,000,000
0 と 100 ～250,000
0～1
0 ～2-1 ～ ＋ 99,999,999-99,999,999 ～＋ 99,999,999
0～3
01 ～ 15
パラメータ説明書参照
0～1
0～1
0～1
0 ～2
0～1
0～1
0～4
0 ～ 99,999,999
1 ～ 1,000,000
0～1
0 ～ 10,000
0 ～ 1,000

初期値
1
2
1
00
0
1
0
500
3,000
100
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
07
2,0,0,0
0
0
0
2
1
0
4
0
1
0
10,0001,000*1：当社製特注品ステージ、および、他社製ステージには使用できません。
*2：QT-AK による変更のみ可能。
（リモート制御では、設定値を変更できません）*3：QT-AMH2 と QT-AMH2-35 の専用パラメータです。QT-ADM2 と QT-ADM2-35 は使用できません。

23

備考

*1

*2

*3

*3
*3
*3
*3
*3
*3

QT-ADM2/QT-AMH2［本体編］

10.2 パラメータの設定

パラメータの設定は、操作ボックスを使用して直接行う方法と、ホストコンピュータから通信コマンドで行う 2 つの方法があります。それぞれの操作方法については、下記項目を参照してください。
操作ボックスから直接行う場合→操作ボックス編「PRM モード（パラメータ設定モード）」P.67
通信コマンドで行う場合→通信コマンド編「P：コマンド」P.99

10.3 パラメータの詳細
01：原点センサ論理の設定

原点センサの使用 / 未使用の選択と原点センサ論理の選択。原点センサを使用する場合は、使用するステージの原
点センサ論理に合わせて設定します。
No.
01

項目

設定値

原点センサ論理

0

1

2

設定内容

初期値

未使用

1

NO
NC

NO：ノーマルオープン（通常開、A 接） NC：ノーマルクローズ（通常閉、B 接）

02：原点前センサ論理の設定

原点前センサの使用 / 未使用の選択と原点前センサ論理の選択。原点前センサを使用する場合は、使用するステージの原点前センサ論理に合わせて設定します。
No.
02

項目

設定値

原点前センサ論理

0

1

2

設定内容

初期値

未使用

2

NO
NC

NO：ノーマルオープン（通常開、A 接） NC：ノーマルクローズ（通常閉、B 接）

03：原点復帰モードの設定

原点復帰時に使用するセンサの種類や方法を設定します。設定によって原点復帰時の動作が異なります。原点復帰
時モードの詳細については、「12. 原点復帰動作」P.40）を参照してください。
No.
03

項目

原点復帰モード

設定値
0

1

2

3

設定値／設定内容

原点・原点前・Z 相（原点と原点前が重なる場合）
原点・原点前（原点と原点前が重なる場合）
原点

リミット・Z 相8

座標値ゼロを原点とするソフト原点復帰（バックラッシュ補正）

91

原点・Z 相

4
5

初期値

リミット

座標値ゼロを原点とするソフト原点復帰（アブソリュート「0」と同じ動作）

04：接続ステージ選択

接続したステージのセンサ論理と原点復帰モードを本パラメータにより一括設定することができます。
当社製ステージで「ステージ製品番号」に記載のある場合は、その設定値を入力してください。記載のない製品や他社製ステージをお使いの場合は、「00」を設定してください。本パラメータを「00」に設定した場合は、パラメー
タ No.01 〜 03、および Dip SW の「リミットセンサ論理設定」に従い動作します。

24

［本体編］QT-ADM2/QT-AMH2

警告本パラメータの機能は、当社製カタログ掲載の標準品自動ステージにのみ対応しています。当社製の特注品ステー
ジや他社製ステージには対応していません。これらのステージを接続した場合、必ず設定値を「00」（設定しない）でご使用ください。
他社製ステージを接続し、設定値を「00」（設定しない）以外の設定にして使用しますと、たとえコントローラ本体の Dip SW で、リミットセンサ論理を設定しても、オーバーラン防止機能が働かなくなる場合があり大変危険です。
他社製ステージを接続し、設定値を「00」以外で使用した結果発生した障害、事故、機器の破損などについては、弊社は一切の保証は致しませんので、あらかじめご了承ください。また、同様に本製品の故障についても、保証規定の対象外とさせていただきます。

注意

本パラメータを有効（設定番号の下桁を「00」以外に設定）にした場合、本体 Dip SW の「1」または「2」で設定したリミットセンサ論理を無視して動作いたします（本パラメータ設定が優先されます）。従って、設定値の入力を誤ると、リミットセンサの検出ができなくなりオーバーランする場合がありますので、十分注意してください。
本パラメータを有効にした時点で、本体 Dip SW の設定は無効となりますが、センサの検出状態によっては本パラメー
タの設定がすぐに有効にならないことがありますので、本パラメータ設定後は「フラッシュメモリへのバックアップ
書き込み」、または「F：コマンド実行後」に電源の再投入を行ってください。
Dip SW については「9. Dip SW の設定」
（P.21）を参照してください。
No.
04

項目

接続ステージ選択（当社製ステージの製品番号と設定番号の選択）

設定値
51

ステージ製品番号

ALS/ALD/ALZ/ALV-30 ○ -HM
ALS/ALZ/-305-CM

初期値
00

AMS- ○○○

36

MSS 全機種（MSS-FM を除く）

31

ALS/ALD/ALZ- ○○○ -H ○ M

ALS/ALD/ALZ- ○○○○ -G ○ M
ALV- ○○○ -H ○ M

ATS/ATD- ○○○ -HM,  ATS/ATD-C ○○○ - ○ M

MMU-40X/X-Y/Z、-H1

MMU-60X/X-Y/Z/V、-H1
MM-40GU/GL/GD
MM-60GU/GL/GD
ARS-436-HM
ARS-636-HM

MM-40 θMM-60 θ14

ARS-336-HM

ALS/ALD/ALZ- ○○○ -E ○ P

ALS/ALD/ALZ- ○○○ -C ○ P ○ALS/ALD/ALZ- ○○○ -H ○ P ○ALV- ○○○ -H ○ P ○ATS/ATD- ○○○ -HP,  ATS/ATD-C91 ○ -HP

1100

HGS-300X/XY
ARS-936-HP
ARS-136-HP

設定しない● 上記、製品番号の「○○○」は、ステージのサイズなどによって異なります。製品番号の前後が一致していればその設定値を入力してください。ご不明な場合は、当社営業部までお問い合わせください。
● 製品番号が不明のステージや表中に製品番号の記載のないステージ、および当社製ステージ以外を接続する場合は、必ず「00」に設定し、パラメータ No.01, 02, 03 と Dip SW（SW 1, 2）の設定を行ってください。
25

QT-ADM2/QT-AMH2［本体編］

05：原点復帰開始方向の選択

原点復帰移動開始時の移動方向と復帰完了時位置を選択します。
No.

項目

設定値

05

原点復帰開始方向の選択

0

原点復帰開始方向

復帰完了位置−（CCW）方向

原点センサの−側エッジ−（CCW）方向

原点センサの＋側エッジ

1＋（CW）方向

3＋（CW）方向2

設定内容

原点センサの−側エッジ

初期値
0

原点センサの＋側エッジ

06：使用軸指定・内蔵モータドライバ駆動の ON/OFF・駆動パルス出力の ON/OFF の選択

各軸毎に軸の動作 / 非動作（使用する / 使用しない）の設定、駆動パルス出力の ON/OFF、内部カウンタの動作/ 停止の設定を行います。
内蔵ドライバ：内蔵のモータドライバの ON/OFF 設定を行います。内蔵ドライバを OFF にした場合、モータ励
磁「OFF」で、
電磁ブレーキも「閉」となり、コントローラのモータ出力コネクタに接続したステー
ジは移動しなくなります。
駆動パルス出力： 駆動パルスの外部への出力の ON/OFF を設定を行います。駆動パルス出力を ON にした場合、
QT-AT（アイソレーションインターフェース）の 20, 21, 24 25 番端子に出力されます。
（駆動パルス出力を利用するには、別売の QT-AT が必要です。コントローラ本体の I/O（QT-AT
接続コネクタ）から直接、駆動パルスを取り出すことはできません。
）
No.

項目

設定値

06

内蔵モータドライバ駆動の ON/OFF と駆 動 パ ル
ス出力の ON/OFF 設定

0

内蔵ドライバ
OFF

1

ON

2

OFF

3

ON

設定内容

駆動パルス出力 内部カウンタ
OFF

停止

OFF

動作

ON

動作

ON

初期値
1

動作

07：原点復帰速度選択

原点復帰時の速度選択で、パラメータ No.08 〜 10 で設定された値を使用するか、または操作ボックスの「SPD モード」や通信の「D：コマンド」で設定された値を使用するかの選択。
No.
07

項目

原点復帰速度選択

設定値
0

1

設定内容

パラメータ No.08 〜 10 で設定された値を使用

通信（D コマンド）または操作ボックス（SP1）の設定値

初期値
008：原点復帰時低速速度（初速度）
原点復帰時の低速速度を設定します。
No.
08

項目

原点復帰時低速速度

設定値／設定内容

初期値

10 〜 500,000pps

500pps● 原点復帰最低速度≦原点復帰最高速度としてください。

09：原点復帰時高速速度

原点復帰時の高速速度を設定します。
No.
09

項目

原点復帰時高速速度

設定値／設定内容

初期値

10 〜 500,000pps

3,000pps● 原点復帰最低速度≦原点復帰最高速度としてください。

26

［本体編］QT-ADM2/QT-AMH2

10：原点復帰時加減速時間

原点復帰時の加速・減速時の加速時間、減速時間を設定します。加速時間、減速時間の設定は同じ値となります。
No.
10

項目

原点復帰時加減速時間

設定値／設定内容

初期値

1 〜 1,000ms

100ms● ここで設定された値は、原点復帰中の停止コマンド（L）、Stop キーによる減速停止時の減速時間にもなります。

注意● 加減速時間は、ステッピングモータを徐々に加速（または減速）させることにより脱調を防止するためもので、加速度や加速・減速時の時間精度を求めるものではありません。加減速時間設定には、10% 程度の誤差が生じます。
従って、加減速時間精度を要求する場合には使用できません。加減速時間は、目安として使用してください。
● 低速速度と高速速度の差が少ないときには、指定した加減速時間より短い時間で、高速速度に達する場合があります。

11：原点復帰オフセット

ステージの原点センサの位置以外を原点（座標値 0）にします。通常の原点復帰を行った後、設定したオフセットパ
ルス数分だけ移動し、その位置を新たな原点（ソフト原点）とします。座標値は、オフセット移動後「0」になります。
No.
11

項目

原点復帰オフセット

設定値／設定内容− 99,999,999 〜＋ 99,999,999 パルス

初期値0● 原点復帰範囲（パラメータ No.12、13）、および原点復帰モード（パラメータ No.03）で「8」または「9」が設定されている場合、原点復帰オフセットは無効になります。
● バックラッシュ補正が設定されている場合、オフセット移動から有効になります。

12：＋（CW）方向原点復帰範囲

原点復帰時の＋方向への移動範囲を（現在の座標での「0」位置を基準とした）パルス数で指定します。ここで指定された値は、＋方向への原点復帰動作時にそのパルスの範囲内で移動し原点を探します。
No.
12

項目

＋方向原点復帰範囲

設定値／設定内容

0 〜 99,999,999 パルス● ＋、−双方とも「0」に設定した場合、原点復帰範囲は機能しません。

27

初期値
0

QT-ADM2/QT-AMH2［本体編］

13：−（CCW）方向原点復帰範囲

原点復帰時の−方向への移動範囲を（現在の座標での「0」位置を基準とした）パルス数で設定します。ここで設定された値は、−方向への原点復帰動作時にそのパルスの範囲内で移動し原点を探します。
No.
13

項目

−方向原点復帰範囲

設定値／設定内容

0 〜 99,999,999 パルス

初期値
0● ＋、−双方とも「0」に設定した場合、原点復帰範囲は機能しません。

原点復帰範囲についての補足説明

前記（No.12, 13）で設定される原点復帰範囲とは、現在位置とは関係なくそのときの座標での「0」位置を基準に設定されます。したがって、「現在座標値の設定」や「R：コマンド」を実行して座標値を変更した場合は、そのときの座標値「0」位置や原点復帰範囲も移動することになります。このような理由により、原点復帰を行ったときに、原点復帰を開始する位置や設定された範囲によっては、移動開始方向が異なったり、原点復帰エラーが起こることがあります。詳細は、「現在座標値の変更」P.61、「R：コマンド」P.101 を参照してください。
● 原点復帰を行い原点を検出すると停止して、その位置を座標値「0」にリセットします（開始前と原点復帰終了後の「「0」位置と原点復帰範囲」が移動します）。
● 原点が検出できなかったときは、原点復帰範囲の端で停止します（原点復帰エラー）。
● 正常な原点復帰を行うためには、そのときの原点復帰範囲（原点を探す範囲）に原点があること、または移動可能範囲に原点があることが条件となります。この位置関係が大きく外れていると原点復帰エラーを起こします。
● 原点復帰範囲内でステージのリミットを検出した場合は、ステージのリミットが優先されます。
● 原点復帰モード（パラメータ No.03）で「8」または「9」が設定されている場合、原点復帰範囲は無効です。

14：＋（CW）方向ソフトリミット座標値＋方向に仮想のリミットセンサ（ソフトリミット）を設定します。
No.
14

項目

＋方向ソフトリミット座標値

設定値／設定内容− 99,999,999 〜＋ 99,999,999

初期値0● ソフトリミットの手前から減速停止します。減速時間は、
操作ボックスの「SPD モード」、
または通信の「D：コマンド」
で設定された移動速度の加減速時間になります（初期値 100ms）。
● 設定されたソフトリミットは原点復帰時には無視されます。
●「ー」（マイナスの値）を指定することができます。ただし、＋方向とー方向の数値関係が＋方向座標値 > ー方向
座標値となるように設定してください。設定を行っている間もこの関係を保ってください。＋方向座標値≦ー方向
座標値とした場合、「指定範囲エラー」となります。
● ＋、ー双方とも「0」に設定した場合、ソフトリミットは機能しません（初期値）。
● ソフトリミット範囲内でステージのリミットを検出した場合は、ステージのリミットが優先されます。
● ソフトリミット無効の状態から、＋、ーいずれかのソフトリミットを設定すると、対する向きのソフトリミットは、
初期値「0」が有効になります。設定時の座標値が「0」の場合は注意してください。

15：−（CCW）方向ソフトリミット座標値−方向に仮想のリミットセンサ（ソフトリミット）を設定します。
No.
15

項目

CCW 方向ソフトリミット座標値

設定値／設定内容− 99,999,999 〜＋ 99,999,999

初期値0● ソフトリミットの手前から減速停止します。減速時間は、
操作ボックスの「SPD モード」、
または通信の「D：コマンド」
で設定された移動速度の加減速時間になります（初期値 100ms）。
● 設定されたソフトリミットは原点復帰時には無視されます。
●「＋」（プラスの値）を指定することができます。ただし、＋方向と−方向の数値関係が＋方向座標値 > −方向座標値となるように設定してください。設定を行っている間もこの関係を保ってください。＋方向座標値≦−方向座標値とした場合、「指定範囲エラー」となります。
● ＋、ー双方とも「0」に設定した場合、ソフトリミットは機能しません（初期値）。
28

［本体編］QT-ADM2/QT-AMH2● ソフトリミット範囲内でステージのリミットを検出した場合は、ステージのリミットが優先されます。
● ソフトリミット無効の状態から、＋、ーいずれかのソフトリミットを設定すると、対する向きのソフトリミットは、
初期値「0」が有効になります。設定時の座標値が「0」の場合は注意してください。

16：バックラッシュ補正

機械部のバックラッシュ（機械的な誤差）を補正するための機能です。
移動時にここで設定した補正量だけ補正方向に移動し、バックラッシュよる誤差を補正します。補正方向は＋（プラス）方向です。
No.
16

項目

バックラッシュ補正

設定値／設定内容

初期値

0 〜 999 パルス

0

バックラッシュ● 原点復帰動作中は無効です。
● 補正方向の＋（プラス）方向は、モータの回転方向（パラメータ No.18）により決まります。

18：モータ回転方向の選択

モータ回転方向の選択を行います。ステージ設置の向きに応じて回転方向（移動方向）の変更ができます。
No.
18

項目

モータ回転方向の選択

設定値
0

1

設定内容

正転（＋が CW）

逆転（＋が CCW）

初期値
0

● 操作ボックス、アナログジョイスティックの操作方向とステージの移動方向を一致させたいときなどに使用します。

19：操作ボックス（QT-AK）の単位表示の選択

操作ボックスに表示する単位を選択します。リモート操作の場合は、設定値の読み込みのみが可能となります。
No.
19

項目
単位の選択

設定値
0
1
2
3
4
5
6
7

設定内容
パルス表示（単位変換なし）
mm 表示 1（1 μ m まで）
mm 表示 2（1nm まで）
μ m 表示 1（1 μ m まで）
μ m 表示 2（1nm まで）
nm 表示
度（10 進）
度（60 進） ※※ 割り切れない数値は四捨五入して表示します。数値はおおよその目安としてご使用ください。

29

初期値
0

QT-ADM2/QT-AMH2［本体編］

20：ステージの分解能設定

フルステップ（分割数 1/1）時のステージの分解能を設定します。ここでの設定値は、パラメータ No.19 で設定した単位表示での操作ボックス（QT-AK）の表示と、エンコーダ入力を使用する際のステージの分解能に反映されます。
No.
20

項目

ステージの分解能設定

設定値／設定内容

初期値

1 〜 1,000,000

1● フルステップ（分割数 1/1）時のステージの分解能については、弊社総合カタログ、またはお使いになる当社製
自動ステージの取扱説明書を参考に入力してください。QT-AK による設定方法は、「ステージ分解能の設定方法」
を参照ください。
● リモート操作で設定値の読み書きが可能です。リモート操作による設定値読み書きは、分解能を「nm」または、「μ度（10 進度）」（角度の場合）に換算した整数で入力してください。
例 : 分解能 2 μ m=2000
分解能（角度）0.004 度 =4000
分解能（角度）0.000373 度 =373
● ステージの分解能設定については、「11. スケールによる移動補正について」（P.38）も参照してください。

QT-AK（操作ボックス）での単位表示分解能の設定方法

パラメータ No.20 を選択すると、QT-AK の表示部が以下のような状態になります。QT-AK のキーを使用して単位表示の選択と分解能の設定を行います。
単位表示分解能設定画面

ＮＯ．
２０

単位表示

Ａ： ００００００１ｎ
Ｂ： ００００００１ｎ

単位表示の設定／
数値の設定

数値入力エリア

カーソルの移動（桁の選択）① 単位の設定

最初に点滅表示されている「n」（単位表示）を設定します。
［＋］（縦）キーを押す毎に、単位表示が「n」→「u」→「m」→「°」の順に変化します。
また、［−］（縦）キーを押すと上記と逆方向に変化します。

② 分解能の設定

単位の設定終了後、［＋］（横）キーを押して任意の桁にカーソルを移動し、［＋］（縦）キー、または［−］（縦）キー
を押して数値を設定します。

③ 軸の変更［Ent］キーを押すと B 軸にカーソルが移動します。B 軸の設定を行う場合は、A 軸と同様に操作してください。
● 設定範囲は、1 ～ 1,000,000（パルス数、またはｎｍ換算）です。
● 選択した単位が「ｎ」以外の場合、小数点が表示されますが、小数点位置の変更、及び、小数点上にカーソルを置くことはできません。
● QT-AK によりパラメータ No.20 で変更した値をパルス数換算した数値のみを本体に記憶します。
（小数点無しの数値（＝ナノメートル表示））● 本パラメータにより値を記憶後、再度値を変更する際、変更画面の単位は「ｎ」になります。設定時の単位を記憶することはできません。
● 本パラメータは、変更した値をパルス数換算した数値のみを本体に記憶しますので、
リモート制御においては、
全てパルス数での処理となります。リモートによる設定値変更では単位を記憶することはできません。

30

［本体編］QT-ADM2/QT-AMH2

22：S 字駆動時の S 字領域速度指定

S 字駆動時の S 字駆動領域の速度幅を指定します。
※ S 字駆動とは、テーブルの移動速度を変えるときの加速または減速の始まりと終わりを緩やかに変化させ、加速・減速時にワークに与える衝撃を和らげるための駆動方法です。

注意● S 字駆動は、脱調を防止する駆動方法ではありません。
● S 字駆動を有効にした場合、加減速時間設定に 20% 程度の誤差を生じます。加減速時間精度を求める使用はできません。
● 操作ボックス（QT-AK）やジョイステック（QT-AJ）によるジョグ移動では、Ｓ字駆動は機能しません。
No.
22

項目

設定値

S 字駆動時のS 字領域速度指定

設定内容

0100 〜 250,000pps

初期値

本機能を使用しない

0

速度幅を設定する（設定ピッチは 100pps）

直

線

加

速

領

域

● 加速と減速は、同じ S 字駆動領域の速度幅となり速度ます。
（加速と減速を異なる値に設定できません）
高速移動領域域
高速
領● 高速速度−低速速度 <200pps の場合、S 字駆動は動
駆字動作しません。
S② S 字駆動「高速速度 =210pps、低速速度 =10pps、S 字駆動 開始速度
領域速度幅 =100pps」が設定可能最小値です。
● 加速開始速度（= 低速速度）から①「S 字駆動終了
速度」を 100pps 単位で指定します。
● 加速終了速度（= 高速速度）に達するまでの②「S ① S 字駆動
終了速度
字駆動開始速度」は、加速開始速度（= 低速速度）域
から「S 字駆動終了速度」で指定した値と同じ値と領
動
低速移動領域
駆
低速
字
なります。
S
時間
①「S 字駆動終了速度」= 低速速度＋パラメータ
加速時間（ms）
No.22 の設定値
移動開始
加速完了
②「S 字駆動開始速度」= 高速速度 −パラメータ
No.22 の設定値
● 設定できる最大値は、（高速速度−低速速度）÷ 2 の値とし、これを超える値が設定された場合は、自動的に（高速速度−低速速度）÷ 2 の値で動作します。
● 速度設定（高速速度、
低速速度、
加減速時間）の設定が変わっても、本パラメータによる速度幅は維持します。ただし、速度変更により、「高速速度−低速速度 <200pps」となった場合には、S 字駆動動作は行いません。
設定値：0（S 字駆動無し）の動作

設定値：5000pps の動作（S 字駆動最大）速度

速度11,000pps
高速

11,000pps
高速

部分

無し

5,000pps

直

直線

線

加

加速

速
部

分

6,000pps

5,000pps

1,000pps
低速1,000pps
低速
時間
移動開始

加速時間（ms）

時間

加速完了

移動開始

31

加速時間（ms）

加速完了

QT-ADM2/QT-AMH2［本体編］

23：駆動パルスの出力方式選択

I/O（QT-AT 接続コネクタ）に接続したアイソレーションインターフェース（QT-AT）の端子 20, 21, 24, 25 番に出力される駆動パルス方式を選択します。
● 本機能を使用するためには、アイソレーションインターフェース（QT-AT）の併用が必要です。
● 本機能を有効にするには、パラメータ No.06 で、設定値を「2」、または、「3」を選択する必要があります。
● 出力パルスは、設定値により下表のパルス方式で出力されます。
No.

項目

23

駆動パルスの出力方式選択

設定内容

設定値
0
1

出力パルス方式 A 軸 =20 番（B 軸 =24 番）A 軸 =21番
（B 軸 =25 番）「CW/CCW」の2 パルス方式「駆動 / 方向」の
1 パルス方式

CW パルス

CCW パルス

駆動パルス

方向パルス

初期値
0

24：駆動パルスの入力方式選択

I/O（QT-AT 接続コネクタ）に接続したアイソレーションインターフェース（QT-AT）の端子 2, 3, 6, 7 番から入力される駆動パルス方式を選択します。
● 本機能を使用するためには、アイソレーションインターフェース（QT-AT）の併用が必要です。
● 入力されたパルスは、内蔵ドライバの駆動パルスとなります。
● パラメータ No.06 で、設定値を「2」、または、「3」を選択しても、入力されたパルスをアイソレーションインター
フェース（QT-AT）の端子 20, 21, 24, 25 番に出力することはできません。
● スケール入力によるクローズドループ制御時は、本パラメータを使用することはできません。
No.
24

項目

駆動パルスの入力方式

設定値
0

1

設定内容

CW/CCW の 2 パルス方式
駆動 / 方向の 1 パルス方式

2

初期値
0

AB 相方式

25：任意ステップパルスのステップ数設定

I/O（QT-AT 接続コネクタ）に接続したアイソレーションインターフェース（QT-AT）の端子 22 番（または 26 番）に、ここで設定した内容に従い 1 パルス出力します。
● 本機能を使用するためには、アイソレーションインターフェース（QT-AT）の併用が必要です。
● 出力されるパルス幅は、駆動パルスの 1 周期分の幅となります。
（移動速度設定値が 500,000pps の時パルス幅は 2 μ s となります。
）
No.
25

項目

任 意 ス テップ パ ル ス の ス
テップ数設定

設定値

設定内容

ー1

パラメータ No.26 の設定で動作

0

2 〜 99,999,999

本機能を使用しない

初期値0

任意ステップパルス数設定

任意ステップパルス数設定
任意ステップパルス数設定を「2~99,999,999」の値に変更した時点の座標値を、ステップパルスの「0」ステップ
目とし、移動開始後、設定した値毎にパルスを出力します。
「0」ステップ目とした座標値は、原点復帰や電源再投入が行われるまで維持されますが、内部フラッシュ ROM に保存（バックアップ）することはできません。
（ステップ数は保存可能です。
）
原点復帰完了後、または、電源再投入後の「0」ステップ目は、自動的に座標値「0」の位置となります。
例① : 任意ステップパルス数を「100」に設定し、設定した時点の座標値が「+3」であった場合+ 方向に移動した場合、座標値 +103、+203、+303・・・・に、また、- 方向に移動した場合、座標値 -97、-197、-297 に達する毎、任意ステップパルスを出力します。
設定直後の座標値 +3（0 ステップ目）は、移動していませんので、任意ステップパルスは出力されません。
32

［本体編］QT-ADM2/QT-AMH2

例② : 任意ステップパルス数を「100」に設定し、設定した時点の座標値が「+3」であった場合、+ 方向に移動させ、座標値「+300」まで移動させた後、さらに - 方向へ座標値 -200 まで移動させた場合、任意ステップパルスを出力させる座標値は+103 → +203 →（座標値 +300 で移動方向反転）→ +203 → +103 → +3 → -97 → -197 →（座標値 -200 で移動停止）となります。

注意

任意ステップパルスの性質上、任意ステップパルス数を設定した時点の座標値を移動後に確認する方法がありません。この座標値はお客様自身で管理されるようお願いいたします。
万一、移動後に任意ステップパルス数を設定した時点の座標値を見失った場合は、本パラメータの設定を一旦「０」に設定し、任意ステップパルス数設定をやり直してください。
本機能は、原点復帰移動時には機能いたしません。

26：任意座標パルス出力設定

設定した座標値に達する毎に、アイソレーションインターフェース（QT-AT）の端子台 22 番（または 26 番）に、1
パルス出力します。
● 本機能を使用するためには、アイソレーションインターフェース（QT-AT）の併用が必要です。
● パラメータ No.25 で、「ー 1」が設定された場合に本設定が有効になります。
● 出力するパルス幅は、駆動パルスの 1 周期分の幅となります。
（移動速度設定値が 500,000pps の時パルス幅は
2 μ s となります。
）
No.
26

項目

任意座標パルス出力設定

設定値／設定内容

初期値

ー 99,999,999 〜＋ 99,999,999

051：デリミタ設定

コマンド文字列、返答値に付加する終端文字コード（デリミタ）を選択します。
● RS-232C に対し、末尾に EOI を付加することはできません。また、
GP-IB に対しては、
末尾に EOI が付加されます。
（EOI 無しとすることはできません）● GP-IB、RS-232C、Ethernet（LAN）の各インターフェースを同時複数使用することはできません。
● Ethernet（LAN）による仮想 COM ポート（VCP）は、RS-232C と同様です。
No.

項目

51

デリミタ設定

設定値
0

1

2

3

RS-232C
CR ＋ LF
CR
LF

CR ＋ LF

設定内容

GP-IB         ※ 3

CR ＋ LF ＋ EOI    ※ 1CR ＋ EOI    ※ 2

初期値0

LF ＋ EOI    ※ 1      CR ＋ LF ＋ EOI    ※ 1       ※ 1 LF と同時に EOI 信号を出力※ 2 CR と同時に EOI 信号を出力※ 3 GP-IB の設定は、QT-AMH2、QT-AMH2-35 にのみ対応

注意

設定内容をフラッシュメモリに書き込んだ後、電源再投入または、「RESTA コマンド」を実行してください。設定は、電源再投入または、「RESTA コマンド」の実行後に有効となります。

33

QT-ADM2/QT-AMH2［本体編］

52：GP-IB アドレスの設定（QT-AMH2、QT-AMH2-35 専用）
GP-IB 通信におけるアドレス番号を指定します。
No.
52

項目

GP-IB アドレスの設定

設定値／設定内容

初期値

01 〜 1507

注意

設定内容をフラッシュメモリに書き込んだ後、電源再投入または、「RESTA コマンド」を実行してください。設定は、電源再投入または、「RESTA コマンド」の実行後に有効となります。

53：RS-232C 通信設定

RS-232C 通信条件の指定。
No.
53

項目

設定値／設定内容

ビット長

0：L8/1：L7

ボーレート
パリティビット

ストップビット

0：38400/1：4800/2：9600/3：19200
0：PN（無）/1：PE（偶数）/2：PO（奇数）0：S1（1）/1：S2（2）

初期値
9600
L8

PN
S1

● 通信による「P：」コマンドで上記設定を行う場合は、選択した項目の番号を順番に入力してください。詳細は、「パラメータ書き込み」（P.99）を参照してください。
操作ボックスからの設定では、選択した項目の番号は表示されません。
● 設定内容をフラッシュメモリに書き込んだ後、電源再投入または、「RESTA コマンド」を実行してください。設定は、電源再投入または、「RESTA コマンド」を行った後、有効になります。

注意● 設定内容をフラッシュメモリに書き込んだ後、電源再投入または、「RESTA コマンド」を実行してください。設定は、電源再投入または、「RESTA コマンド」の実行後に有効となります。
● 使用する RS-232C ケーブルや使用環境によっては、ボーレートを高速（特に 38400 ボー）に設定した場合、正常に通信制御できないことがあります。そのようなときは、ボーレートを 1 ランク下げてください。

54：非常停止時の解除方法

通信により非常停止（E：コマンド）実行時の手動操作での解除方法を設定します。
No.
54

項目

非常停止時の解除方法

設定値
0

1

設定内容

電源再投入

Stop キーを使用

初期値
0● どちらの場合も、通信の「RESTA コマンド」または「RESET コマンド」で非常停止状態を解除できます。

55：停止コマンド（L）、Stop キーの停止方法

通信により停止（L：コマンド）実行時、または操作ボックスの [Stop] キーが押されたときの停止方法を選択します。
「1」（即停止）を選択すると、移動速度によっては停止位置座標に誤差が発生する恐れがあります。
No.
55

項目

停止方法

設定値

設定内容

1

即停止

0

減速停止

初期値
0

● 減速停止時の減速時間は、操作ボックスの「SPD モード」
、または通信の「D：コマンド」で設定された移動速度の加減速時間になります（初期値 100ms）。
● 非常停止時は、本設定を無視して即停止となります。非常停止時に減速停止することはできません。

34

［本体編］QT-ADM2/QT-AMH256：電源再投入時座標値再現● 本パラメータにより座標値保持操作を実行した時点の座標値を記憶し、主電源再投入時に記憶した座標値を再現します。
● パラメータの設定値を「1」にし、「Ent」キーを押した時点で自動的にフラッシュメモリに設定値「1」が記憶されます。通常のパラメータ変更後のフラッシュメモリへの書き込み操作（「Menu」キーを押した後の「Backup
Write OK? Yes=Ent No=Stop」の選択画面で「Ent」キーを押して保存する）は省略されます。
● 設定値を「0」に変更した場合には、「Ent」キーを押した後、続いて「Menu」キー押します。
「Backup Write OK?
Yes=Ent No=Stop」の選択画面が表示されますので、「Ent」キーを押して「0」の設定をフラッシュメモリに書き込む操作を行ってください。
「0」の設定をフラッシュメモリに書き込む操作を行わないと、電源再投入時の座標値をゼロにすることができません。

注意● 主電源 OFF 直前の座標値は再現しますが、ステージの停止位置は再現されません。
（停止位置を保持するものではありません）。あくまでも目安としてご使用ください。
No.
56

項目

設定値

電源再投入時座標値再現

設定内容

0

電源 OFF 時に座標値をクリアする

1

電源 OFF でも座標値を保持し、電源再投入時に再現する

初期値
057：返答値バイト数

通信制御での返答値のバイト数を軸数で指定します。
No.
57

項目

返答値バイト数

設定値

設定内容

1

4 軸分

0

2

6 軸分

初期値
2

2 軸分

58：操作ボックスのブザー音

操作ボックスのキー操作をしたときの操作音（確認音）の設定をします。
No.
58

項目

キー操作時のブザー音

設定値
0

1

設定内容

ブザー音なしブザー音あり初期値
159：汎用入力端子機能切り換え

汎用入力端子の機能を切り換えます。
※ QT-ADL1、QT-ADL1-35 専用パラメータのため、本コントローラドライバでは機能しません。
No.
59

項目

入力端子切り換え

設定値
0

1

設定内容

汎用入力

内部プログラムの選択、実施、終了

35

初期値
0

QT-ADM2/QT-AMH2［本体編］

60：操作ボックス（QT-AK）の使用状態保持● 本パラメータにより操作ボックス（QT-AK）の状態保持（移動キーの「JOG/STEP」
設定、
単位表示、
Sp Sel（速度テーブル）の設定値）操作を実行した時点の使用状態を記憶し、主電源再投入時に記憶した使用状態を再現します。
● パラメータの設定値を「1」にし、「Ent」キーを押した時点で自動的にフラッシュメモリに設定値「1」が記憶されます。通常のパラメータ変更後のフラッシュメモリへの書き込み操作（「Menu」キーを押した後の「Backup
Write OK? Yes=Ent No=Stop」の選択画面で「Ent」キーを押して保存する）は省略されます。
● 設定値を「0」に変更した場合には、「Ent」キーを押した後、続いて「Menu」キー押します。
「Backup Write OK?
Yes=Ent No=Stop」の選択画面が表示されますので、「Ent」キーを押して「0」の設定をフラッシュメモリに書き込む操作を行ってください。
「0」の設定をフラッシュメモリに書き込む操作を行わないと、電源再投入時の操作ボックスの使用状態は初期化されません。
No.
60

項目

操作ボックス（QT-AK）の使用状態保持

設定値
0

1

設定内容

電源 OFF 時に設定をクリアする

電源 OFF でも設定を保持し、電源再投入時に再現する初期値
070：スケールパルスの入力方式選択（QT-AMH2、QT-AMH2-35 専用）

エンコーダ接続コネクタの 3,4,5,6 ピンの入力パルス方式を選択します。
● AB 相入力時のパルス方式と逓倍数を選択します。
● 本パラメータは、パラメータ No.24（駆動パルスの入力方式選択）と併用することはできません。
（スケールパルスの入力が優先されます）
No.
70

項目

スケールパルスの入力方式
選択

設定値
0

1

2

3

4

設定内容

CW/CCW の 2 パルス方式
駆動 / 方向の 1 パルス方式

初期値
4

AB 相方式（1 倍）

AB 相方式（2 倍）AB 相方式（4 倍）73：インポジション幅（位置決め完了幅）の設定（QT-AMH2、QT-AMH2-35 専用）

インポジション幅（位置決め完了の幅）を設定します。設定された値の＋側または−側の範囲内での停止を位置決め
完了とします。
● インポジション幅の最小設定値は「1」になります。
（± 1 パルス）● 設定値を「0」とした場合、インポジション動作は行いません。
No.
73

項目

インポジション幅の設定

設定値
0

1 〜 99,999,999

設定内容

インポジション動作は行わない

設定値のパルス幅でインポジションとする

重要

初期値
0

ここで設定したインポジション幅で位置決めが完了しない場合は、次の 2 つのパラメータで設定された時間と回数に従い位置決め動作を行います。
77：位置決め完了の判断時間設定（位置決め完了タイムアウト）
78：位置決め完了のリトライ回数設定

36

［本体編］QT-ADM2/QT-AMH2

75：スケール分解能設定 （QT-AMH2、QT-AMH2-35 専用）
スケール分解能を「nm」単位で入力します。
No.
75

項目

スケール分解能設定

設定値

1 〜 1,000,000

設定内容

スケール分解能を「nm」単位で入力する

初期値
1

76：スケールによる移動量補正の ON/OFF（クローズドループ制御の ON/OFF）（QT-AMH2、QT-AMH2-35 専用）

駆動パルスによる移動終了後、スケールカウンタによる過不足補正移動を行うかどうかを選択します。
● 補正移動は、駆動パルスによる移動が終了停止した後に、低速速度移動で、スケールカウンタによる過不足分の補正移動を行います。
● 補正移動は、「A：」「AGO：」「M：」「MGO：」コマンドと、マニュアル操作による「STP」と「ABS」モード
時のみで有効になります。
（ジョグ移動や補間移動時、原点復帰移動時は補正移動は機能しません）● パラメータ NO.16（バックラッシュ補正）が設定されていてもバックラッシュ補正機能は動作しません。
No.
76

項目

スケールによる移動量補正の ON/OFF

設定値
0

1

設定内容

補正移動を行わない
補正移動を行う

初期値
0

77：位置決め完了の判断時間設定（位置決め完了タイムアウト）（QT-AMH2、QT-AMH2-35 専用）

目標位置に達し、本パラメータで設定した時間内にスケールカウント数が安定し、変化しなくなった時点で位置決め完了（インポジション）とします。
● 目標位置に達し、本パラメータで指定した時間内にスケールカウント数が安定しなかった場合は、パラメータ
No.78（位置決め完了のリトライ数設定）で設定したリトライ数で、位置静定移動をくり返します。
● 本パラメータの設定が「0」の場合、時間で静定判断を行わず、停止した時点で目標値に収まっていれば位置決
め完了、目標値に収まっていなければエラーとなります。
No.
77

項目

位置決め完了の判断時間設定

設定値

1 〜 10,000

設定内容

判断時間（x ms）を入力する

初期値

10,00078：位置決め完了のリトライ回数設定（QT-AMH2、QT-AMH2-35 専用）

パラメータ No.77（位置決め完了の判断時間設定）で設定した時間内に位置静定移動が終了しない場合、本パラメー
タで設定した回数だけ位置静定移動をくり返します。
● 本パラメータで設定したリトライ数を超えた場合は、トライエラーとなり位置決め動作を中止します。
● 本パラメータの設定値を「0」にした場合、リトライは行いません。
No.
78

項目

位置決め完了のリトライ回数設定

設定値

1 〜 1,000

設定内容

リトライ回数を入力する

初期値
1,000

パラメータ No.70, 73, 75 〜 78 については、「11. スケールによる移動補正について」（P.38）も参照してください。
37

QT-ADM2/QT-AMH2［本体編］

11 スケールによる移動補正について
スケールによる移動補正を行うには次のパラメータ、ステージ搭載のモータの分割数の設定が必要です。
当社製ハイグレードステージ（自動）のスケール付、AL ○ - ○○○○ -G1M-S には分解能 0.1 μ m のリニアスケー
ルが搭載されています。
関連パラメータおよび設定項目

パラメータ No.20

ステージの分解能設定

2,000 ※

パラメータ No.73

インポジション幅の設定

1スケールによる移動量補正

1

パラメータ No.70

AL ○ - ○○○○ -G1M-S
接続時の推奨設定値

スケールパルスの入力方式選択

パラメータ No.75

スケール分解能設定

パラメータ No.77

位置決め完了の判断時間

パラメータ No.76
パラメータ No.78

位置決め完了のリトライ回数

ステップ角分割数設定（QT-AK、 QT-AK による ANG でのステップ角分割数設定
通信コマンドのいずれかで変更） S：コマンドによるステップ角分割数設定

4 ※

100 ※
10,0001,000

20（1/20 分割） ※07（07 は、1/20 分割） ※※：AL ○ - ○○○○ -G1M-S を使用する場合、他の数値では正常動作いたしません。

重要● QT-AMH2、QT-AMH2-35 によるスケールによる移動量補正（クローズドループ制御）は、ステッピングモータを用いた移動量補正を行っているため、一般的なサーボモータ等のクローズドループ制御とは異なります。
● 当社では、移動完了後の位置決め精度を重視し、移動中の位置精度や移動速度は正確ではありません。移動中のリアルタイムでの位置検出や移動速度を要求される使用はできません。
● 移動完了後に過不足分の位置補正の移動を行い、位置決め完了（インポジション）後は、クローズドループ制御
を OFF にし、停止時のサーボ振動を防止しています。移動開始から位置決め完了までの所要時間の精度を要求される使用はできません。

38

［本体編］QT-ADM2/QT-AMH2■ スケールによる移動補正動作例

以下のフローチャートの流れで移動量補正を行います。移動量を 10,000 パルスとしたときの過不足分の補正を行う例を示してあります。わかりやすくするため位置ズレ量を誇張して表現してあります（実際には数パルスのズレしか生じません）。

1. スケール補正移動フローチャート
駆動パルス10,000の移動を開始
低速移動
加速
停止

高速移動

駆動パルス
カウンタが10,000に近づいた

スケールカウンタが10,000になっている

N

スケールカウンタ 10,000

スケールカウンタ=10,000

Y

減速

位置決め完了

スケールカウンタが10,000に不足

スケールカウンタ>10,000

スケールカウンタ<10,000

低速移動

駆動パルス
カウンタが10,000に達した

駆動パルスカウンタの数値を10,000に変更

パルスカウンタ<10,000

スケールカウンタの不足分に相当する駆動パル
ス分を低速移動で進む

スケールカウンタの超過分に相当する駆動パル
ス分を低速移動で戻る

終了

パルスカウンタ=10,000

2. スケールカウントが不足した場合の補正チャート

速度

③

高速

②

低速

④

※ ⑥〜⑧が移動補正動作
⑦

⑤ ⑥

⑧

パルスカウント 0

10,00012,000スケールカウント 0

8,000

10,0003. スケールカウントが超過した場合の補正チャート

①

速度

移動距離

③

高速

②

④
※ ⑥〜⑧が移動補正動作

低速

⑦
⑧

⑥ ⑤

パルスカウント 0

8,000

10,000スケールカウント 0

10,00012,000

①

39

移動距離

QT-ADM2/QT-AMH2［本体編］

12 原点復帰動作
原点復帰時の動作は、パラメータ設定によって動作が異なります。原点復帰関連のパラメータ No.01 〜 13,18「パラメータ」P.23）をよくご理解の上、正しい設定を行ってください。
ここでは原点復帰時の動作に大きく影響する次の 3 項目について、その設定内容や原点復帰開始位置によって変化する原点復帰動作ついて解説します。
（その他の原点復帰関連のパラメータ設定はデフォルトです。
）

原点センサ論理

原点センサを「使用する / 使用しない」の設定。

原点前センサ論理

原点前センサを「使用する / 使用しない」の設定。

原点復帰モード

原点復帰関連のパラメータが、矛盾した設定にならな
いようにご注意ください。

例えば、「原点復帰センサ論理と使用／未使用」（No.02）と「原点復帰モード」（No.03）の設定に矛盾があっても、原点復帰動作を行った場合は原点復帰モードに従って動作します。パラメータ設定時にはご注意ください。

原点復帰時の動作モード（動作方法）の設定。

■ リミット（ステージのセンサ）での停止方法

原点復帰動作中（原点検出前に）リミットを検出した場合は、減速→停止動作に入ります。この減速動作中にリミットを通過した場合は、即停止を行い原点復帰動作を中止します。

注意

原点復帰時高速速度の設定速度によっては、上記のような「リミットオー
バーラン」を起こす恐れがあります。

リミットエリアに入ると減速・停止して反転する

減速

高速移動

減速中にリミットエリアを超えたら即停止する

加速

高速移動

­方向

■ 原点での停止方法

Z 相を使用する場合（原点復帰モード「0」
、
「2」
、
「4」
、
「6」選択時）の停止方法は、上記「原点での停止動作」位置よりさらに＋リミット方向に進み最初の Z 相で停止します。

高速移動

リミットエリア＋方 向

減速

QT-A シリーズでの原点復帰は、ステージのセンサを用いて基準点を決める動作で、原点での停止方法は次のようになります。
＋リミット方向から原点エリアに入り、そのまま原点エリアを抜けたところで減速停止して、＋リミット方向に反転します。次に原点エリアを検出したところで停止します。

■ Z 相使用時の停止方法

減速

高速移動
原点エリアを出て減速・停止後反転し、再度原点エリアを検出して停止する

反転

­方向

原点エリア

最初のZ相

Z相

­方向

原点エリア

＋方 向

＋方 向

■ 原点復帰動作の説明図についての補足

次ページからの原点復帰モードの説明では、下記のような図で示してあります。
ラインの矢印方向が移動方向を示し、コーナー（R 部）の部分で加速、減速、反転が行われます。
1. 停止→加速→高速移動の例【説明図の表現】②加速①停止

2. 停止→低速→加速→高速移動の例【実際の動き】③高速②加速中【説明図の表現】
③高速

③加速
②低速

①停止

①停止

40

【実際の動き】
④高速

④高速
③加速中
②低速
①停止

［本体編］QT-ADM2/QT-AMH2■「モータ回転方向の選択」（パラメータ No.18）の機能について重要

この機能は、設置したステージの移動方向と操作ボックスの［＋］［－］方向とで矛盾を感じた場合などに、モー
タ回転方向（正転／逆転）を切り換えて、ステージの移動方向を変えるものです。
この項「原点復帰動作」の説明（および説明図）においては、
初期設定の「正転」を基準として解説してあります。
モータ回転方向が「逆転」の場合、説明図の原点復帰動作方向が逆方向となりますので、ご注意ください。

初期設定での「原点〜－リミット間」からの原点復帰動作［動作］①スタート（低速）→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦加速→⑧高速→⑨減速→⑩低速→⑪反転→⑫反転→⑬停止
開始位置

モータ側

⑤
⑥

④

停止位置
③

②

高速

低速（加減速・反転）

⑫

⑪

①
⑦

⑧

­リミット

＋方向

⑬
⑨

⑩

原点（O）
原点前（PO）＋リミット（ステージのCCWリミット）（ステージのCWリミット）

上記の設定でモータの回転方向のみを「逆転」にした場合の原点復帰動作［動作］①スタート（低速）→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦停止

モータ側

②

④ ⑤
⑥

③

①

＋方向

⑦
原点（O）

＋リミット

原点前（PO）（ステージのCCWリミット）­リミット（ステージのCWリミット）41

QT-ADM2/QT-AMH2［本体編］

1. 原点復帰モード：「0」または「1」原点と原点前を使用（原点と原点前は重複）したときの動作
項目

設定値

項目

設定値

原点前センサ

使用する（1 または 2）−（CCW）方向原点復帰範囲

0

原点復帰開始方向

0〔−（CCW）〕

原点センサ

使用する（1 または 2）

原点復帰モード＋（CW）方向原点復帰範囲

0 または 1＋（CW）方向ソフトリミット

0−（CCW）方向ソフトリミット

復帰完了位置：­側エッジ

原点復帰オフセット00

バックラッシュ補正

00

モータ回転方向0（正転）1.1 原点前〜＋リミット間から原点復帰の場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦停止
開始位置

停止位置

高速

低速（加減速・反転）

＋方向

③

モータ側

④
⑤

②

⑥

①

⑦
原点（O）
­リミット

原点前（PO）＋リミット

Z相使用時は原点検出後最初のZ相を検出して停止（モード「0」選択時）＊1.2 原点前範囲内より原点復帰の場合［動作］①スタート→②反転→③停止（全行程低速移動）

モータ側＊Z相使用時の停止位置は「1.1」と同様です。
＋方向

②
①

③
原点（O）
­リミット

原点前（PO）＋リミット

1.3 ­リミット〜原点間から原点復帰の場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦加速→⑧高速→⑨減速→⑩低速→⑪反転→⑫反転→⑬停止

モータ側

④
⑤
⑥

③

⑫
①

⑦
­リミット

⑪

②

⑧

＊Z相使用時の停止位置は「1.1」と同様です。
＋方向

⑬
⑨ ⑩

原点（O）

原点前（PO）

42＋リミット［本体編］QT-ADM2/QT-AMH2

2. 原点復帰モード：「2」または「3」原点のみを使用したときの動作
項目

設定値

項目

設定値

原点前センサ0（使用しない）−（CCW）方向原点復帰範囲

0

原点復帰開始方向

0〔−（CCW）〕

原点センサ

使用する（1 または 2）

原点復帰モード

2 または 30＋（CW）方向ソフトリミット

0−（CCW）方向ソフトリミット

復帰完了位置：­側エッジ

原点復帰オフセット

2.1＋（CW）方向原点復帰範囲

0

バックラッシュ補正

00

モータ回転方向0（正転）原点〜＋リミット間から原点復帰の場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦停止
開始位置

停止位置

高速

低速
（加減速・反転）

＋方向

モータ側

③

⑤ ④

②

⑥

①

⑦

­リミット

原点（O）

＋リミット

Z相使用時は原点検出後最初のZ相を検出して停止（モード「2」選択時）＊2.2 原点範囲内より原点復帰の場合［動作］①スタート→②反転→③停止（全行程低速移動）

モータ側＊Z相使用時の停止位置は「2.1」と同様です。
＋方向

②
①

③

­リミット

原点（O）

＋リミット

2.3 ­リミット〜原点間から原点復帰の場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦加速→⑧高速→⑨減速→⑩低速→⑪反転→⑫反転→⑬停止

モータ側

④
⑤
⑥

⑦
­リミット

③

⑪

②
⑫

＊Z相使用時の停止位置は「2.1」と同様です。
＋方向

①

⑬

⑧

⑨⑩
原点（O）

43

＋リミット

QT-ADM2/QT-AMH2［本体編］

3. 原点復帰モード：「4」または「5」- ①
原点復帰開始方向：「0」、モータ回転方向：「正転」でリミットを原点として使用したときの動作
項目

設定値

項目

設定値

原点前センサ0（使用しない）−（CCW）方向原点復帰範囲

0

原点センサ

0（使用しない）

原点復帰モード＋（CW）方向原点復帰範囲

4 または 5

原点復帰開始方向＋（CW）方向ソフトリミット

0〔−（CCW）〕−（CCW）方向ソフトリミット

復帰完了位置：­側エッジ

原点復帰オフセット

バックラッシュ補正

0

モータ回転方向

0
0
0
0

0（正転）

3.1 ­リミット範囲内より原点復帰の場合［動作］①スタート→②停止（全行程低速移動）
＋方向

モータ側

①

②

­リミット

＋リミット
Z相使用時は原点検出後最初のZ相を検出して停止（モード「4」選択時）＊3.2 ­リミット〜＋リミット間から原点復帰の場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦停止
開始位置

停止位置

高速

低速（加減速・反転）

＋方向

モータ側

③

④
⑤

②

⑥

①

⑦

­リミット

＋リミット

3.3 ＋リミット範囲内から原点復帰の場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦停止
開始位置

停止位置

高速

低速（加減速・反転）

＋方向

モータ側

③

④
⑤

②

⑥

①

⑦

­リミット

＋リミット

44

［本体編］QT-ADM2/QT-AMH2

4. 原点復帰モード：「4」または「5」- ②
原点復帰開始方向：「1」、モータ回転方向：「正転」でリミットを原点として使用したときの動作
項目

設定値

項目

設定値

原点前センサ0（使用しない）−（CCW）方向原点復帰範囲

0

原点センサ

0（使用しない）

原点復帰モード＋（CW）方向原点復帰範囲

4 または 5

原点復帰開始方向＋（CW）方向ソフトリミット

1〔＋（CW）〕−（CCW）方向ソフトリミット

復帰完了位置：­側エッジ

原点復帰オフセット

バックラッシュ補正

0

モータ回転方向

0
0
0

0

0（正転）

4.1 ­リミット範囲内より原点復帰の場合［動作］①スタート→②停止（全行程低速移動）

モータ側

＋方向

①

②

­リミット

＋リミット
Z相使用時は原点検出後最初のZ相を検出して停止（モード「4」選択時）＊4.2 ­リミット〜＋リミット間から原点復帰の場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦高速→⑧減速→⑨低速→⑩反転→⑪停止
開始位置

停止位置

高速

低速（加減速・反転）

＋方向

モータ側

⑦

⑧
⑨
⑩

⑥

①

⑪

②

③

­リミット

④

⑤

＋リミット

4.3 ＋リミット範囲内から原点復帰の場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦停止
開始位置

停止位置

高速

低速（加減速・反転）

＋方向

モータ側

③

④
⑤

②

⑥

①

⑦

­リミット

＋リミット

45

QT-ADM2/QT-AMH2［本体編］

5. 原点復帰モード：「4」または「5」- ③
原点復帰開始方向：「0」、モータ回転方向：「逆転」でリミットを原点として使用したときの動作
項目

設定値

項目

設定値

原点前センサ0（使用しない）−（CCW）方向原点復帰範囲

0

原点センサ

0（使用しない）

原点復帰モード＋（CW）方向原点復帰範囲

4 または 5

原点復帰開始方向＋（CW）方向ソフトリミット

0〔­（CCW）〕−（CCW）方向ソフトリミット

復帰完了位置：­側エッジ

原点復帰オフセット

バックラッシュ補正

0

モータ回転方向

0
0
0
0

1（逆転）

5.1 ­リミット範囲内より原点復帰の場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦停止
開始位置

停止位置

高速

低速（加減速・反転）

＋方向

モータ側

③

②

④

⑤
⑥

①

⑦

­リミット

＋リミット
Z相使用時は原点検出後最初のZ相を検出して停止（モード「4」選択時）＊5.2 ­リミット〜＋リミット間から原点復帰の場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦停止
開始位置

停止位置

高速

低速（加減速・反転）

モータ側

②

＋方向

③

④

⑤
⑥

①

⑦

­リミット

＋リミット

5.3 ＋リミット範囲内から原点復帰の場合［動作］①スタート→②停止（全行程低速移動）

モータ側

＋方向

②

­リミット

①

＋リミット

46

［本体編］QT-ADM2/QT-AMH2

6. 原点復帰モード：「4」または「5」- ④
原点復帰開始方向：「1」、モータ回転方向：「逆転」でリミットを原点として使用したときの動作
項目

設定値

項目

設定値

原点前センサ0（使用しない）−（CCW）方向原点復帰範囲

0

原点センサ

0（使用しない）

原点復帰モード＋（CW）方向原点復帰範囲

4 または 5

原点復帰開始方向＋（CW）方向ソフトリミット

1〔＋（CW）〕−（CCW）方向ソフトリミット

復帰完了位置：­側エッジ

原点復帰オフセット

バックラッシュ補正

0

モータ回転方向

0
0
0

0

1（逆転）

6.1 ­リミット範囲内より原点復帰の場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦停止
開始位置

停止位置

高速

低速（加減速・反転）

＋方向

モータ側

③

②

④

⑤
⑥

①

⑦

­リミット

＋リミット
Z相使用時は原点検出後最初のZ相を検出して停止（モード「4」選択時）＊6.2 ­リミット〜＋リミット間から原点復帰の場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦加速→⑧高速→⑨減速→⑩低速→⑪反転→⑫停止
開始位置

モータ側

⑤ ④

停止位置

高速

低速（加減速・反転）

③

＋方向

②

⑥
①
⑦

⑫

⑩
⑨
＋リミット

⑧

­リミット

⑪

6.3 ＋リミット範囲内から原点復帰の場合［動作］①スタート→②停止（全行程低速移動）

モータ側

＋方向

②

­リミット

①

＋リミット

47

QT-ADM2/QT-AMH2［本体編］

7. 原点復帰モード：「4」または「5」- ⑤
原点復帰開始方向：「2」、モータ回転方向：「正転」でリミットを原点として使用したときの動作
項目

設定値

項目

設定値

原点前センサ0（使用しない）−（CCW）方向原点復帰範囲

0

原点センサ

0（使用しない）

原点復帰モード＋（CW）方向原点復帰範囲

4 または 5

原点復帰開始方向＋（CW）方向ソフトリミット

2〔­（CCW）〕−（CCW）方向ソフトリミット

復帰完了位置：＋側エッジ

原点復帰オフセット

バックラッシュ補正

0

モータ回転方向

0
0
0
0

0（正転）

7.1 ­リミット範囲内より原点復帰の場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦停止
開始位置

停止位置

高速

低速（加減速・反転）

＋方向

モータ側

③

②

④

⑤
⑥

①

⑦

­リミット

＋リミット
Z相使用時は原点検出後最初のZ相を検出して停止（モード「4」選択時）＊7.2 ­リミット〜＋リミット間から原点復帰の場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦加速→⑧高速→⑨減速→⑩低速→⑪反転→⑫停止
開始位置

モータ側

⑤ ④

停止位置

高速

低速（加減速・反転）

③

＋方向

②

⑥
①
⑦

⑫

⑩
⑨
＋リミット

⑧

­リミット

⑪

7.3 ＋リミット範囲内から原点復帰の場合［動作］①スタート→②停止（全行程低速移動）

モータ側

＋方向

②

­リミット

①

＋リミット

48

［本体編］QT-ADM2/QT-AMH2

8. 原点復帰モード：「4」または「5」- ⑥
原点復帰開始方向：「2」、モータ回転方向：「逆転」でリミットを原点として使用したときの動作
項目

設定値

項目

設定値

原点前センサ0（使用しない）−（CCW）方向原点復帰範囲

0

原点センサ

0（使用しない）

原点復帰モード＋（CW）方向原点復帰範囲

4 または 5

原点復帰開始方向＋（CW）方向ソフトリミット

2〔­（CCW）〕

復帰完了位置：＋側エッジ

原点復帰オフセット

0−（CCW）方向ソフトリミット
バックラッシュ補正
モータ回転方向

0
0
0

0

1（逆転）

8.1 ­リミット範囲内より原点復帰の場合［動作］①スタート→②停止（全行程低速移動）
＋方向

モータ側

①

②

­リミット

＋リミット
Z相使用時は原点検出後最初のZ相を検出して停止（モード「4」選択時）＊8.2 ­リミット〜＋リミット間から原点復帰の場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦高速→⑧減速→⑨低速→⑩反転→⑪停止
開始位置

停止位置

高速

低速（加減速・反転）

＋方向

モータ側

⑦

⑧
⑨
⑩

⑥

①

⑪

②

③

­リミット

④

⑤

＋リミット

8.3 ＋リミット範囲内から原点復帰の場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦停止
開始位置

停止位置

高速

低速（加減速・反転）

＋方向

モータ側

③

④
⑤

②

⑥

①

⑦
­リミット

＋リミット

49

QT-ADM2/QT-AMH2［本体編］

9. 原点復帰モード：「4」または「5」- ⑦
原点復帰開始方向：「3」、モータ回転方向：「正転」でリミットを原点として使用したときの動作
項目

設定値

項目

設定値

原点前センサ0（使用しない）−（CCW）方向原点復帰範囲

0

原点センサ

0（使用しない）

原点復帰モード＋（CW）方向原点復帰範囲

4 または 5

原点復帰開始方向＋（CW）方向ソフトリミット

3〔＋（CW）〕−（CCW）方向ソフトリミット

復帰完了位置：＋側エッジ

原点復帰オフセット

バックラッシュ補正

0

モータ回転方向

0
0
0
0

0（正転）

9.1 ­リミット範囲内より原点復帰の場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦停止
開始位置

停止位置

高速

低速（加減速・反転）

＋方向

モータ側

③

②

④

⑤
⑥

①

⑦

­リミット

＋リミット
Z相使用時は原点検出後最初のZ相を検出して停止（モード「4」選択時）＊9.2 ­リミット〜＋リミット間から原点復帰の場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦停止
開始位置

停止位置

高速

低速（加減速・反転）

モータ側

②

＋方向

③

④

⑤
⑥

①

⑦

­リミット

＋リミット

9.3 ＋リミット範囲内から原点復帰の場合［動作］①スタート→②停止（全行程低速移動）

モータ側

＋方向

②

­リミット

①

＋リミット

50

［本体編］QT-ADM2/QT-AMH2

10. 原点復帰モード：「4」または「5」- ⑧
原点復帰開始方向：「3」、モータ回転方向：「逆転」でリミットを原点として使用したときの動作
項目

設定値

項目

設定値

原点前センサ0（使用しない）−（CCW）方向原点復帰範囲

0

原点センサ

0（使用しない）

原点復帰モード＋（CW）方向原点復帰範囲

4 または 5

原点復帰開始方向＋（CW）方向ソフトリミット

3〔＋（CW）〕

復帰完了位置：＋側エッジ

原点復帰オフセット

0−（CCW）方向ソフトリミット
バックラッシュ補正
モータ回転方向

0
0
0

0

1（逆転）

10.1 ­リミット範囲内より原点復帰の場合［動作］①スタート→②停止（全行程低速移動）
＋方向

モータ側

①

②

­リミット

＋リミット
Z相使用時は原点検出後最初のZ相を検出して停止（モード「4」選択時）＊10.2 ­リミット〜＋リミット間から原点復帰の場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦停止
開始位置

停止位置

高速

低速（加減速・反転）

＋方向

モータ側

③

④
⑤

②

⑥

①

⑦

­リミット

＋リミット

10.3 ＋リミット範囲内から原点復帰の場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦停止
開始位置

停止位置

高速

低速（加減速・反転）

＋方向

モータ側

③

④
⑤

②

⑥

①

⑦

­リミット

＋リミット

51

QT-ADM2/QT-AMH2［本体編］

11. 原点復帰モード：「8」
原点・原点前センサに関係なく座標値ゼロを原点とするソフト原点復帰で、機械部のバックラッシュ補正動作を加えたソフト原点復帰
項目

設定値

項目

設定値

任意（1, 2, 0 のいずれか）＋（CW）方向原点復帰範囲

0

原点センサ

任意（1, 2, 0 のいずれか）

原点復帰モード

8

原点前センサ原点復帰開始方向

0〔­（CCW）〕

原点復帰オフセット

0−（CCW）方向原点復帰範囲

0＋（CW）方向ソフトリミット

0−（CCW）方向ソフトリミット

0

バックラッシュ補正

0

モータ回転方向0（正転）注意● このモードでは、上表の各機能は設定しても無効となります。また、原点センサおよび原点前センサを「1」または「2」に設定した場合でも、検出した原点・原点前センサを無視して動作します（リミットセンサは有効）。
● このモードは、座標値「0」を原点とする原点復帰ですので、原点復帰開始前に座標値を変更した場合、その座標系の「0」位置が原点となりますのでご注意ください。
● バックラッシュの補正方向は、原点復帰開始方向（パラメータ No.05）、またはモータ回転方向（パラメータ No.18）
により決定されます。なお、バックラッシュ補正量の 500 パルスは変更できません。

11.1

原点（座標値“0”）〜＋リミット間から原点復帰を開始［動作］①スタート（低速）→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦停止
開始位置

停止位置

高速

低速
（加減速・反転）

モータ側

⑤
⑥

③

④

500パルス②①⑦

原点（ソフトで設定した原点“0”の位置）

­リミット

11.2

＋方向

＋リミット

­リミット〜原点（座標値“0”）間から原点復帰を開始［動作］①スタート（低速）→②加速→③高速→④減速→⑤停止
④

モータ側

③
②
①

原点（ソフトで設定した原点“0”の位置）

­リミット

11.3

＋方向

⑤

＋リミット

­リミット〜＋リミット間から原点復帰を開始し、その間に原点（座標値“0”）が無い場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④停止

モータ側

③

原点前で移動方向と同じリミッ
トセンサを検出するとその位置
で停止する

④

②
①
­リミット

＋リミット

52

＋方向

原点（ソフトで設定した原点“0”の位置）

［本体編］QT-ADM2/QT-AMH2

11.4

原点（座標値“0”）から原点復帰を開始［動作］①スタート（低速）→②反転→③停止（全行程低速移動）
開始位置

停止位置

高速

モータ側

②

低速
（加減速・反転）500パルス＋方向①③
原点（ソフトで設定した原点“0”の位置）

­リミット

11.5

＋リミット

­リミットと原点（座標値“0”）間が500パルス以内に設定されている場合［動作］①スタート（低速）→②加速→③高速→④減速→⑤停止

モータ側

④

⑤

③

＋方向

②
原 点 通 過 後 、反 転 前 に ­リミ
ットセンサ検 出のためその 位置で停止500パルス①
原点（ソフトで設定した原点“0”の位置）

­リミット

＋リミット

このモードでは、バックラッシュを補正するために 500 パルス分余分に移動して反転する必要があります。従って、
上図のように座標値「0」位置より 500 パルス以内に－リミットセンサが存在するような場合、原点復帰を中止し－リミットセンサ検出位置で停止します。
リミットセンサに接近した位置に原点を設定する場合には、その距離が 500 パルス以上になるように注意してください。

53

QT-ADM2/QT-AMH2［本体編］

12. 原点復帰モード：「9」
原点・原点前センサに関係なく座標値ゼロを原点とするソフト原点復帰です。

【参考】座標値「0」へのアブソリュート移動と同じ動作です。
項目

設定値

項目

設定値

任意（1, 2, 0 のいずれか）−（CCW）方向原点復帰範囲

0

原点センサ

任意（1, 2, 0 のいずれか）

原点復帰モード

9

原点前センサ原点復帰開始方向

0〔­（CCW）〕

原点復帰オフセット＋（CW）方向原点復帰範囲

0＋（CW）方向ソフトリミット

0−（CCW）方向ソフトリミット

00

バックラッシュ補正

0

モータ回転方向0（正転）注意● このモードでは、上表の各機能は設定しても無効となります。また、原点センサおよび原点前センサを「1」または「2」に設定した場合でも、検出した原点・原点前センサを無視して動作します（リミットセンサは有効）。
● このモードは、座標値「0」を原点とする原点復帰ですので、原点復帰開始前に座標値を変更した場合、その座標系の「0」位置が原点となりますのでご注意ください。

12.1

原点（座標値“0”）〜＋リミット間から原点復帰を開始［動作］①スタート（低速）→②加速→③高速→④減速→⑤停止
開始位置

停止位置

高速

低速（加減速・反転）

モータ側

③

④

⑤

＋方向

②

①
原点（ソフトで設定した原点“0”の位置）

­リミット

12.2

＋リミット

­リミット〜原点（座標値“0”）間から原点復帰を開始［動作］①スタート（低速）→②加速→③高速→④減速→⑤停止
④

モータ側

③
②
①

原点（ソフトで設定した原点“0”の位置）

­リミット

12.3

＋方向

⑤

＋リミット

­リミット〜＋リミット間から原点復帰を開始し、その間に原点（座標値“0”）が無い場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④停止

モータ側

③

④

原点前で移動方向と同じリミッ
トセンサを検出するとその位置
で停止する

②
①
­リミット

＋リミット

54

＋方向

原点（ソフトで設定した原点“0”の位置）Section 2
操作ボックス編
本コントローラに使用する操作部について

コントローラの操作部として、ジョイステックタイプのQT-AJとキースイッチタイプのQT-AKの2つがあります。
QT-AJでは、主にジョイステックを使用した移動操作を行い、QT-AKでは、各種の移動操作、パラメータ設定、ティーチングなどの操作を行うことができます。

この説明書では操作ボックスQT-AKを中心に解説してあります。QT-AJの操作については、次ページをご覧ください。

QT-ADM2/QT-AMH2［操作ボックス編］

13 電源投入時の表示
本体の電源を「ON」にすると、最初にシステムのバージョンを（約1 秒間）表示し、「JOG モード」になります。
システムバージョン表示は、現在お使いのバージョンが表示されます。

「JOG モード」時には、右上に「JOG」が表示されます。この状態
でジョグ送り、各モードへの移行、パラメータ設定などの操作を行うことができます。
QT-AK のモード遷移については、次ページをご覧ください。

コントローラのシステムバージョン

ＱＴ−ＡＸＸＸ Ｖｅｒ．ＸＸＸ
ＱＴ−ＡＫ
Ｖｅｒ．ＸＸＸ
QT-AKシステムバージョン
（1秒後）

モード表示

Ａ：＋００００００００
Ｂ：＋００００００００

ＪＯＧ
ＳＰ１

エラー表示

エラー表示

QT-ADM2/QT-AMH2 で設定されている「リミットセンサ論理」と実際に接続したステージのリミットセンサ論理が異なると「E」が表示され、エラーとなります。
エラーが表示されたときは、お使いになるステージの「リミットセンサ論理」を確認して、正しい設定を行ってください。

Ａ：＋００００００００ ＥＪＯＧ
Ｂ：＋００００００００ ＳＰ１■ ジョイスティックタイプ（QT-AJ）の操作
ジョグ移動とステップ移動の切り換え

ジョイステック先端のボタンを押すごとに、ジョグ移動とステップ移動が切り替わります。ステップモード時に「STEP」ランプが点灯し、ジョグモード時には消灯します。

1 パルス送り先端のボタンを押しながらジョイステックを傾けると、傾けた方向に 1 パルス移動します。

移動速度の変更「Speed Select」ボタンを押して移動速度を選択します。選択された移動速度（SP1 〜 SP4）は、「SPEED」
ランプで確認できます。
移動速度は「SPD モード」
（P.68）で設定します。

ジョグ移動

レバーを左右に倒すと A 軸、前後で B 軸の移動となります。また、
その傾ける角度によって移動速度を調整することができます。
● このときの移動速度の最高速は、操作ボックスの「SP1」、または「D：コマンド」で設定された速度になります。
● レバーを傾ける方向によって、A 軸、B 軸を同時に移動させることができ、その傾ける角度によって同時移動の速度を調整することができます。

ステップ移動ステップ移動を行う場合は、ジョグ移動時に一度ボタンを押してステップ移動に切り換え、移動方向にレバーを傾けます。レバーを傾けた方向に 1ステップ移動して、停止します。

56

Speed Select

STEP
SPEED
1

2

3

4

QT-AJ

［操作ボックス編］QT-ADM2/QT-AMH2

14 QT-AK のモード遷移
QT-AK のモード遷移は次のとおりです。各メニューやモードについては、参照先をご覧ください。

電源投入
JOGモード（ジョグ移動）

STPモード（ステップ移動）→ P.61

表示単位選択→ P.61

速度選択→ P.76

原点復帰→ P.61

座標値修正→ P.61

座標値0クリア（同時押し）→ P.58

メニュー
JOG
STP
ABS
TST
PRM
SPD
ANG
PRG

JOGモードステップ移動量設定
絶対値移動
通信テスト
パラメータ
移動速度設定ステップ角設定
プログラムメニュー
RUN
TCH
EDT
DEL

→ P.59→ P.62→ P.64→ P.66→ P.67→ P.68→ P.69TCS→ P.70〔ティーチング中〕ステップ移動

実行
ティーチング記憶
編集
チャンネルの削除

57

JOG
ABS
END

TCJ
〔ティーチング中〕ジョグ移動〔ティーチング中〕絶対値移動
ティーチング記憶の終了

QT-ADM2/QT-AMH2［操作ボックス編］

15 メニュー画面「JOG モード」、「STP モード」、「ABS モード」時に［Menu］を押すと「メニュー画面」となります。
現在のモードが他のモードになっている場合は、［Stop］→［Menu］
で「メニュー画面」を表示させることができます。
現在のモードや設定中の画面によって、上記キー操作が多少異なる場合があります。

Ａ：＋００００００００
Ｂ：＋００００００００

ＪＯＧ
ＳＰ１

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ■ メニューの選択

1 メニュー画面では次の 8 つのモードが表示されます。
2 左右の［＋］［－］を押すとカーソルが左右へ移動し、前後の［＋］［－］を押すとカーソルが上下へ移動します。
3 目的のモードにカーソルを移動し［Ent］を押します。
各モードについては、次ページからの各項目をご覧ください。

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ（例：ABSを選択）

Ａ：＋００００００００
Ｂ：＋００００００００（例：ABSモード画面）

58

ＡＢＳ
ＳＰ１

［操作ボックス編］QT-ADM2/QT-AMH2

16 JOG モード（ジョグ移動）■ JOG モード画面

電源投入時、またはメニューで「JOG」を選択すると「JOG モード」となります。
「JOG モード」時には、右上に「JOG」が表示されます。
●現在のモードが他のモードになっている場合は、［Stop］→［Menu］→［Ent］で「JOG モード」になります。
●［J/S］を押すと「JOG モード」と「STP モード」の切り換えができます。
現在のモードや設定中の画面によって、上記キー操作が多少異なる場合があります。

モード表示

Ａ：＋００００００００
Ｂ：＋００００００００
軸名 符号

座標値

ＪＯＧ
ＳＰ１

速度グループ番号

JOG モード時の操作について

JOG モード時にはジョグ移動の他に、次の操作を行うことができます。
● 速度の切替（速度グループの切替）● 表示単位の切替（パルス /mm/ μ m/nm/ 角度）● 現在座標値の変更● 軸の停止（移動中の軸の停止）● 原点復帰これらの操作や設定については、他の移動モード（STP,ABS）と共通ですので、「移動モード時の操作と設定」（P.61）の項でまとめて解説してあります。原点復帰については、「24.Home（原点復帰）」（P.76）をご覧ください。

■ JOG モードの操作

モータの回転方向（＝ステージの移動方向）は、［＋］キーで CW 方向（現在値が加算される方向）が初期値です。
この回転方向は、
パラメータ（No.18）で逆転させることができます。ステージの移動方向と移動キー（
［＋］
［－］
）
の操作に矛盾を感じる場合は、変更してください。

1. 低速ジョグ送り
A 軸：左右の［＋］［－］を押します。
B 軸：前後の［＋］［－］を押します。
押し続けている間、低速で移動を行います。
画面には現在値が表示されます。

ジョグ送り中の画面

Ａ：＋００００１２４６
Ｂ：＋００００００００

ＪＯＧ
ＳＰ１

移動中増減して現在座標値を表示

2. 高速ジョグ送り
低速ジョグ移動中（［＋］または［－］を押して移動中）に［High］を押すと、押している間、高速移動になります。
［High］のみを離すと、低速移動に戻ります。
画面には現在値が表示されます。

②同時押しで加速→高速③［High］離すと減速→低速④離して停止

①移動開始

低速

59

高速
加速

減速

低速

QT-ADM2/QT-AMH2［操作ボックス編］

3. 1 パルス送り［Stop］を押しながら［＋］または［－］を押すと、一度押すごとに 1 パルスずつ移動を行います。
現在値表示は 1 パルスずつ増減して現在値が表示されます。

60

１パルス送りＡ：＋００００３２４５
Ｂ：＋００００００００

ＪＯＧ
ＳＰ１

Ａ：＋００００３２４６
Ｂ：＋００００００００

ＪＯＧ
ＳＰ１

Ａ：＋００００３２４７
Ｂ：＋００００００００

ＪＯＧ
ＳＰ１

［操作ボックス編］QT-ADM2/QT-AMH2■ 移動モード時の操作と設定

以下の内容は、
「JOG」
、
「STP」
、
「ABS」の各モード時に行う操作と設定です。

現在座標値の変更

現在座標値を任意の座標値に変更することができます。全軸停止中、「JOG モード」「STP、
モード」で［Ent］
を押します。カーソルが A 軸の最小桁に表示されますので、左右の［＋］［－］で桁の移動、前後の［＋］［－］
で数値の変更を行います。
再度［Ent］を押すと B 軸にカーソルが移動します。
● 以下同様に数値の変更を行います。数値を確定す
ると直前の移動モードに戻ります。
●［High］と［Disp］を同時に押すと全軸とも座標値が「0」に設定されます。
● 原点復帰を行うと座標値は「0」になります。
JOGモード

Ａ：＋００００３５００
Ｂ：＋００００１５００

Ａ：＋００００３５００
Ｂ：＋００００１５００

ＪＯＧ
ＳＰ１

移動速度の切替（速度グループの切替）

速度グループ SP1 〜 SP4 を切り換えることで、移動時の速度（低速速度、高速速度、加減速時間）を変更することができます。

SP1→SP2→SP3→SP4

Ａ：＋００００００００
Ｂ：＋００００００００

ＪＯＧ
ＳＰ１

この速度グループ SP1 〜 SP4 の内容は、「SPD モード」で設定することができます。詳細は、「SPD モード」（P.68）を参照してください。

表示単位の切替（パルス /mm/ μ m/nm/ 角度）

座標値の表示単位をパルスから他の単位に変更します。
［Disp］を押すと単位が切り替わり、現在座標値が演算されて表示されます。
パルス表示から切り替わる単位は、パラメータ No.19
で設定します。詳細は、「パラメータ」（P.29）を参照
してください。
初期値は「パルス表示のみ（他の単位への変換無
し）」の設定になっています。

ＪＯＧ
ＳＥＴ

左右の
［＋］
［­］
で桁にカーソルを移動し、
上下の
［＋］
［­］
で
数値の変更を行う（図では“5,000”に変更）

Ａ：＋００００５０００
Ｂ：＋００００１５００

ＪＯＧ
ＳＥＴ

パルス表示

Ａ：＋００００５０００
Ｂ：＋００００１５００

ＪＯＧ
ＳＥＴ

mm表示

Ａ：＋００００３０００
Ｂ：＋００００００００

ＪＯＧ
ＳＰ１

Ａ：＋０００１ ．５００ｍ ＪＯＧ
Ｂ：＋００００００００ ＳＰ１

軸の停止（移動中の軸の停止）

移動中の軸は［Stop］キーで停止させるとができます。



61

表示単位（表示なし＝パルス）m ＝ mmu ＝ μmn ＝ nm゜ ＝ 角度（10進）
゜
00'00 ＝ 角度（60進）

QT-ADM2/QT-AMH2［操作ボックス編］

17 STP モード（ステップ送り）
ステップ数（パルス数）を設定して、［＋］［－］を押すごとに、設定されたステップ数だけ高速で移動します。
● ステップ数は各軸それぞれ別に設定することができます。
● 一度設定されたステップ数はメモリされます。

設定量

設定量

STP モード時の操作について

STP モード時にはステップ移動の他、次の操作を行うことができます。
● 速度の切替（速度グループの切替）● 表示単位の切替（パルス /mm/ μ m/nm/ 角度）● 現在座標値の変更● 軸の停止（移動中の軸の停止）● 原点復帰これらの操作や設定については、他の移動モード（JOG,ABS）と共通ですので、「移動モード時の操作と設定」（P.61）の項でまとめて解説してあります。原点復帰については、「24. Home（原点復帰）」（P.76）をご覧ください。

■ STP モードの操作（ステップ数の設定と移動）

1「JOG モード」、
「STP モード」、「ABS モード」になっていることを確認します。
2［Menu］を押して「メニュー画面」を表示します。
3 左右の［＋］［－］でカーソルを「STP」に移動し［Ent］を押します。
4 ステップ数設定画面が表示されます。
● カーソルは A 軸の最少桁に表示されます。
● 現在の設定値が表示されます。
5 A 軸のステップ数を設定します。
桁の移動：左右の［＋］［－］値の設定：前後の［＋］［－］6 A 軸の設定が終了したとき、または A 軸の設定を変更しないときは［Ent］を押します。
7 A 軸の入力が完了し、カーソルが B 軸に移動します。
以下同様に B 軸の数値の変更を行います。
8 全軸を設定し［Menu］を押します。
フラッシュメモリへの「バックアップ書き込み」の確認画面が表示されます。書き込みを行う場合は［Ent］、行わない場合は［Stop］を選択します。
● 書き込みを行わない場合でも、設定値は有効です。ただし、この場合は電源再投入（または「RESTA：」コマンド）で元の設定に戻ります。
9 STP モード（ステップ移動モード）になります。
各軸の［＋］［－］を押すごとに設定されたステップ数でステージが移動します。
● ステージ移動中に移動を中止（停止）する場合は、［Stop］
を押します。

JOGモード

Ａ：＋００００１５００
Ｂ：−０００００５００
メニュー画面ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ
STPモード選択

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ
STPモード画面

Ａ：＋０００００００１
Ｂ：＋０００００００１
A軸ステップ数設定

Ａ：＋０００００５００
Ｂ：＋０００００００１

ＳＴＰ
ＳＥＴ（または［­］キー）

ＳＴＰ
ＳＥＴ

B軸ステップ数設定

Ａ：＋０００００５００
Ｂ：＋０００００００１

ＳＴＰ
ＳＥＴ

以下同様に全軸のステップ数を設定します。

書き込み確認画面

Ｂａｃｋｕｐ Ｗｒｉｔｅ ＯＫ？
Ｙｅｓ＝Ｅｎｔ Ｎｏ＝Ｓｔｏｐ［Ent］でメモリに書き込み［Stop］一時設定

STP移動モード

Ａ：＋００００２０００
Ｂ：＋００００１５００

62

ＪＯＧ
ＳＰ１

（移動する軸のキーを押します。）

ＳＴＰ
ＳＰ１

［操作ボックス編］QT-ADM2/QT-AMH2

ステップ移動のみを行う場合

既にステップ数が設定済みでステップ移動のみを行う場合は、JOG モード時に［J/S］を押すと「STP モード」に切り換えることができます。
ステップ数の設定を行わない場合は、メニュー画面から「STPモード」を選択する必要はありません。

ステップ数の変更

入力したステップ数を変更するには、次の 2 つの方法があります。
● ステップ数の設定中、入力が完了した軸の設定をやり直すときは、［High］キーを押してカーソルを戻し再入力してください。
● すでにステップ数の設定が終了し、ステップ移動モードになっているときは、［Menu］を押して「メニュー画面」に戻り、やり直してください。

STP モードを解除するときは「STP モード」を解除して「JOG モード」に戻したいときは、［J/S］
を押します。

リミットを検出すると移動中にステージのリミットを検出すると停止します。リミットで停止した軸の座標値表示の右側に符号が表示されます。
解除するには、逆方向への移動、または原点復帰を行ってください。

ソフトリミットが設定されている場合

ソフトリミットが設定されている場合、次のステップ移動の範囲内にソフトリミットがある時は、移動キーを押してもステージの移動を行いません。この場合はリミット検出も表示されませんのでご注意ください。

63

QT-ADM2/QT-AMH2［操作ボックス編］

18 ABS モード（アブソリュート移動）
移動先の座標値を設定して高速でステージを移動します。

■ ABS モードの操作

1「JOG モード」、
「STP モード」になっていることを確認します。
2［Menu］を押して「メニュー画面」を表示します。
3 左右の［＋］でカーソルを「ABS」に移動し［Ent］を押します。
4「ABS モード画面」が表示されます。
● カーソルは A 軸の最少桁に表示されます。
● 初期値は現在の座標値が表示されます。
● A 軸→ B 軸の順に設定を行います。
5 A 軸の移動先の座標を設定します。
桁の移動：左右の［＋］［－］値の設定：前後の［＋］［－］● ソフトリミットが設定されている場合は、この範囲を超える
座標は入力できません。
6 A 軸の設定が終了したとき、または A 軸の移動を行わないとき
は［Ent］を押します。
7 A 軸の入力が完了し、カーソルが B 軸に移動します。
以下同様に B 軸の移動先の設定を行います。
8 B 軸を設定し［Ent］を押すと A 軸と B 軸のステージが移動を開始します。
● ステージ移動中に移動を中止（停止）する場合は、［Stop］
を押します。
9 移動が終了すると移動先の座標値が表示されます。
モードは「ABS モード」が継続されています。
10「ABS モード」を終了するときは、［Menu］を押します。

設定した座標で停止

JOGモード

Ａ：＋０００００５００
Ｂ：＋００００００００

ＪＯＧ
ＳＰ１

メニュー画面ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ

ABSモード選択

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ

ABSモード

Ａ：＋０００００５００
Ｂ：＋００００００００

ＡＢＳ
ＳＰ１

リミットを検出すると設定された値がリミット（ステージのリミットセンサ）を超える場
合でも、入力は有効となります。移動を開始してリミットを検出す
ると停止します。
解除するには、逆方向への「ABS モード」移動、
または［Menu］
を押して「JOG モード」に戻し、原点復帰を行ってください。

（または［­］キー）

A軸座標値設定

Ａ：＋００００１８００
Ｂ：＋００００００００

ＡＢＳ
ＳＰ１

B軸座標値設定

Ａ：＋００００１８００
Ｂ：＋００００００００

ＡＢＳ
ＳＰ１

移動中の表示Ａ：＋００００１５８９
Ｂ：＋０００００３５８

ＡＢＳ
ＳＰ１

座標値が変化ABSモード（待機中）

Ａ：＋００００１８００
Ｂ：＋００００１０００

64

ＡＢＳ
ＳＰ１

［操作ボックス編］QT-ADM2/QT-AMH2

19 TST モード（通信テスト）
RS-232C インターフェースによるホストコンピュータと QTADM2/QT-AMH2 との通信確認用のテストモードで、本体から以下の文字が送信されます。
（XXX は、現在お使いの製品とバージョンによって異なります。
）
Q T - A X X X V e r. X X X C O P Y R I G H T ( C ) C H U O . S E I K I● TST モードを行う前に QT-ADM2/QT-AMH2 とホストコン
ピュータとの接続や通信設定が終了していることが必要です。
詳細は、「6. 接続」（P.16）、「通信制御編」（P.77 〜）を参照してください。
● TST モードで不具合が生じる場合は、「9. Dip SW の設定」
（P.21）の「【SW-6】通信設定」と「【SW-7】通信回線チェック（エコーバック）」を参照してください。

■ TST モードの操作

JOGモード1「JOG モード」、
「STP モード」、「ABS モード」になっていることを確認します。
2［Menu］を押して「メニュー画面」を表示します。
3 左右の［＋］でカーソルを「TST」に移動し［Ent］を押します。
4「TST モード画面」が表示されます。
5［High］を押します。
QT-ADM2/QT-AMH2 からテスト用文字が送信されます。
6 接続や通信設定が正しければ、ホストコンピュータのディスプ
レイに上記テスト用文字が表示されます。
7 再度送信するときには［High］を押します。
終了して「JOG モード」に戻るときは［Stop］を押します。

注意

ホストコンピュータのディスプレイに文字を表示させるにはハイパーターミナルなどの通信ソフトが必要です。通信ソフトはお客様
ご自身でご用意ください。

Ａ：＋００００１５００
Ｂ：＋００００００００

ＪＯＧ
ＳＰ１

メニュー画面ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＧ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ

TSTモード選択

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＧ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ

TSTモード画面

ＲＳ２３２Ｃ Ｔｅｓｔ Ｍｏｄｅ
Ｐｕｓｈ ［Ｈｉｇｈ］ Ｋｅｙ

QT-AXXXVer.XXXCOPYRIGHT(C)CHUO.SEIKI

65

QT-ADM2/QT-AMH2［操作ボックス編］■ コントローラとホストコンピュータ間の通信テスト

QT-ADM2/QT-AMH2 の通信テストは、操作ボックスで行う「TST モード」
（送信のみ）と、ホストコンピュータから行う「？：コマンド」（送受信）の 2 つの方法があります。通信テストで不具合が生じる場合は、「9. Dip SW の設定」（P.21）の「【SW-6】通信設定」と「【SW-7】通信回線チェック（エコーバック）」を参照してください。

1.「TST モード」による送信確認（操作ボックスからの操作）
スタート①［Menu］
を押して、“TST”を選択し
［Ent］
を押す。

②
［High］
キーを押すと、次の文字が自動的に送信される。
「QT-XXXVer.XXXCOPYRIGHT(C)CHUO.SEIKI」

コントローラとコンピュータを接続する
コントローラの電源をONにする
コンピュータの電源をONにする
コンピュータを通信可能状態にする［Menu］を押して“TST”を選択し
［Ent］
を押す
再度
［High］を押す［High］を押す

コンピュータ
画面に「QT-XXXVer.・・・」が表示される

NO

正しい表示

NO

③ 通信設定が正しければ、次の文字が画面に表示される。

YES

YES

「QT-XXXVer.XXXCOPYRIGHT(C)CHUO.SEIKI」

送信テスト終了

2. エコーバック機能による送受信確認（ホストコンピュータからの操作）
スタート②「？：ABCDE12345」
を正しく受信すると、
コマンド
「？：」
を
省き
「ABCDE12345」を送り返す。

コントローラとコンピュータを接続する③ 通信設定が正しければ、「ABCDE12345」
が画面に表示される。

コントローラの電源をONにする
コンピュータの電源をONにする
コンピュータを通信可能状態にする
コンピュータより「？：ABCD12345」を実行する

再度「？：ABCD12345」
を実行する

正しく受信すると
コントローラは「ABCD12345」を送信する
コンピュータ
画面に「ABCD12345」
が表示される
YES

送受信テスト終了「ABCD12345」
NOが表示されたNO

YES① コンピュータより「？：ABCDE12345」
をコントローラに送信する。

66

［操作ボックス編］QT-ADM2/QT-AMH2

20 PRM モード（パラメータ設定）
QT-ADM2/QT-AMH2 で使用するパラメータの内容を設定します。
ここでは操作ボックスからのパラメータの設定方法のみを解説します。パラメータの詳しい説明については、「10. パラメータ」（P.23）と「パラメータの詳細」（P.24）を参照してください。

■ PRM（パラメータ）の操作

1「JOG モード」、
「STP モード」、「ABS モード」になっていることを確認します。
2［Menu］を押して「メニュー画面」を表示します。
3 左右の［＋］でカーソルを「PRM」に移動し［Ent］を押します。
4「PRM（パラメータ）設定画面」が表示されます。
「パラメータ No.」を任意の番号にすると、右側に現在の設定内
容が表示されます。
パラメータ No. の選択は、次のキーで行います。
桁の選択：左右の［＋］［－］値の設定：前後の［＋］［－］5 設定を行う「パラメータ」が表示された状態で［Ent］を押します。
6 項目にカーソルが移動しますので、希望する値を選択します。
項目の選択：左右の［＋］［－］値の設定 ：前後の［＋］［－］軸ごとに設定するパラメータは、次のキーも使用します。
入力軸を進める：［Ent］
入力軸を戻す ：［High］
7 設定が終了したら［Ent］を押します。カーソルが次の項目に移動します。
他のパラメータ設定を続けて行う場合は、上記手順（4 〜 7）を繰り返してください。
8 すべてのパラメータ設定が終了したら［Menu］を押します。
フラッシュメモリへの「バックアップ書き込み」の確認画面が表示されます。書き込みを行う場合は［Ent］、行わない場合は［Stop］を選択します。
● 書き込みを行わない場合でも、設定値は有効です。ただし、この場合は電源再投入（または「RESTA：」コマンド）で元の設定に戻ります。
9 JOG モード画面に戻ります。

設定されたパラメータを初期値に戻すには本体の「Reset SW」を押すか、「RESET：」コマンドを実行するとすべてのパラメータがシステムの初期値にリセットされます。

JOGモード

Ａ：＋００００１５００
Ｂ：−０００００５００
メニュー画面ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ
PRMモード選択

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ
PRMモード画面

Ｎｏ．
００
パラメータNo.選択

Ｎｏ．Ａ：１ Ｂ：１０３

ＰＲＭ（または［­］キー）

ＰＲＭ

パラメータ設定

Ｎｏ．Ａ：１ Ｂ：１
０３

ＰＲＭ

必要に応じて他の軸も同様に設定します。

書き込み確認画面

Ｂａｃｋｕｐ Ｗｒｉｔｅ ＯＫ？
Ｙｅｓ＝Ｅｎｔ Ｎｏ＝Ｓｔｏｐ［Ent］でメモリに書き込み［Stop］一時設定

67

ＪＯＧ
ＳＰ１

QT-ADM2/QT-AMH2［操作ボックス編］

21 SPD モード（速度設定）
ステージ移動時の低速速度、高速速度、加減速時間を 4 つの速度グループに設定します。ここで設定された内容は、
速度グループ番号「SP1 〜 SP4」に反映され、各軸ごとに選択し速度設定することができます。
項目

Axis：速度グループ番号

設定範囲

A1（SP1）〜Ａ 4（SP4）

L    ：低速速度（初速度） 10pps 〜 500,000pps

H    ：高速速度

T    ：加減速時間

10pps 〜 500,000pps

初期値

A1（SP1）500pps3,000pps

1ms 〜 1,000ms

100ms● A1（SP1）に設定された値は、通信制御時の「D：」コマンドの移動速度になります（相互書換）。A2（SP2）〜
A4（SP4）は、通信制御の「D02：」〜「D04：」でも設定できます。
● ここで設定された加減速時間は、停止コマンド「L：」と［Stop］キーによる減速停止時の減速時間にもなります。
また、リミットで反転する場合の加減速時間、停止する場合の減速時間もこの値になります。
設定は必ず、低速速度≦高速速度となるようにしてください。

■ SPD モードの操作

JOGモード1「JOG モード」、
「STP モード」、「ABS モード」になっていることを確認します。
2［Menu］を押して「メニュー画面」を表示します。
3 左右の［＋］でカーソルを「SPD」に移動し［Ent］を押します。
4「SPD モード画面」になり、現在の設定値が表示されます。
5 各項目を先頭から順に設定します。
左右の［＋］［－］：桁の移動
前後の［＋］［－］：値の設定［Ent］：入力項目を進める［High］：入力項目を戻す
6 一つの項目の設定が終了したら［Ent］を押します。入力が確定
してカーソルが次の項目に移動します。
7 すべての設定が終了したら、［Menu］を押します。
フラッシュメモリへの「バックアップ書き込み」の確認画面が表示されます。書き込みを行う場合は［Ent］、行わない場合は［Stop］を選択します。
● 書き込みを行わない場合でも、設定値は有効です。ただし、この場合は電源再投入（または「RESTA：」コマンド）で元の設定に戻ります。
8「JOG」モードに戻ります。

Ａ：＋００００１５００
Ｂ：−０００００５００

ＪＯＧ
ＳＰ１

メニュー画面ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ
SPDモード選択

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ
SPDモード画面

ＡＸＩＳ＝Ａ１ Ｌ＝０００５００
Ｈ＝００３０００ Ｔ＝００５０
SPDモード設定（または［­］キー）

ＡＸＩＳ＝Ａ１ Ｌ＝００１０００
Ｈ＝００５０００ Ｔ＝０１５０
書き込み確認画面

Ｂａｃｋｕｐ Ｗｒｉｔｅ ＯＫ？
Ｙｅｓ＝Ｅｎｔ Ｎｏ＝Ｓｔｏｐ［Ent］でメモリに書き込み［Stop］一時設定

68

［操作ボックス編］QT-ADM2/QT-AMH2

22 ANG モード（ステップ角設定）
モータの 1 ステップあたりの移動角をフルステップに対する分割数で設定します。設定できるステップ角は次のとお
りです。
設定番号

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

QT-AMH2 分割数

1

2

2.5

4

5

8

10

20

25

40

50

80 100 125 200 250

QT-ADM2 分割数

12（設定不可）■ ANG モードの設定

JOGモード1「JOG モード」、
「STP モード」、「ABS モード」になっていることを確認します。
2［Menu］を押して「メニュー画面」を表示します。
3 左右の［＋］でカーソルを「ANG」に移動し［Ent］を押します。
4「ANG モード画面」が表示されます。
A 軸の設定値（初期値は「00」）にカーソルが表示されます。
5 前後の［＋］［－］で A 軸のステップ角の設定を行います。
6 A 軸の設定が終了したとき、または A 軸の設定を変更しないときは［Ent］キーを押します。
7 カーソルが B 軸に移動しますので、B 軸の設定を同様に行います。
8 すべての設定が終了したら、［Menu］を押します。
フラッシュメモリへの「バックアップ書き込み」の確認画面が表示されます。書き込みを行う場合は［Ent］、行わない場合は［Stop］を選択します。
● 書き込みを行わない場合でも、設定値は有効です。ただし、この場合は電源再投入（または「RESTA：」コマンド）で元の設定に戻ります。
9「JOG」モードに戻ります。

Ａ：＋００００１５００
Ｂ：−０００００５００

ＪＯＧ
ＳＰ１

メニュー画面ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ
ANGモード選択

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ
ANGモード画面

Ａ：００＝１／１
Ｂ：００＝１／１
ステップ角設定

Ａ：０６＝１／１０
Ｂ：００＝１／１

ＳＴＰ
ＳＥＴ（または［­］キー）

ＳＴＰ
ＳＥＴ

書き込み確認画面

Ｂａｃｋｕｐ Ｗｒｉｔｅ ＯＫ？
Ｙｅｓ＝Ｅｎｔ Ｎｏ＝Ｓｔｏｐ［Ent］でメモリに書き込み［Stop］一時設定

69

QT-ADM2/QT-AMH2［操作ボックス編］

23 PRG モード（プログラム）
QT-ADM2/QT-AMH2 では、ティーチングデータおよび、
ダウンロード型データをプログラムとして 01から15 のチャンネルに 15 個記憶することができます。
各データを作成するときは、ティーチングデータの場合、実際に移動を行いその座標値を記憶し、ダウンロード型デー
タの場合、付属のプログラムエディタ（QT-EDIT）で作成し、ダウンロードします。
この取扱説明書では、ティーチングデータおよび、ダウンロード型データを総称して「プログラム」と呼びます。

■ PRG モードの選択

1「JOG モード」、
「STP モード」、「ABS モード」になっていることを確認します。
2［Menu］を押して「メニュー画面」を表示します。
3 右の［＋］でカーソルを「PRG」に移動し［Ent］を押します。

JOGモード

Ａ：＋００００１５００
Ｂ：−０００００５００

ＪＯＧ
ＳＰ１

メニュー画面PRG モードには、次の 4 つのメニューがあります。

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ

RUN：プログラムの実行

保存されたプログラムを選択し実行します。

TCH：ティーチングの記憶操作ボックス（QT-AK）から実際の移動を行い、その座標値を記憶します。

EDT：ティーチングデータの編集

PRGモード選択

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ

保存されたティーチングデータを編集します。
PRGメニュー画面

DEL：プログラムの削除

不要なプログラムを削除します。

ＲＵＮ ＴＣＨ ＥＤＴ ＤＥＬ

70

［操作ボックス編］QT-ADM2/QT-AMH2■ RUN：プログラムの実行

プログラムを実行する場合は、現在の位置（座標）がそのプラグラムのスタート位置になっていることを確認してください。必要に応じて、「JOG モード」、「STP モード」、「ABS モード」に戻り「原点復帰」を実行してください。

1. チャンネルの選択

最初にチャンネル選択画面が表示されますので、目的のプログラムが保存されている番号を選択します。
チャンネル

ＣＨ＝０２
ＴＥＡＣＨＩＮＧ

ＲＵＮ

データの種類

桁の選択
値の設定
入力確定

：左右の［＋］［－］：前後の［＋］［－］：［Ent］を押すと、ティーチングデータの場合、次の「カウンタ番号選択画面」になります。
ダウンロード型データの場合、プログラムが実行されステージが移動します。
入力の中止 ：
［Stop］を押すと「PRG メニュー画面」に戻ります。

データの種類

選択されたチャンネルに保存されているデータの種類を表示します。
DOWNLOAD：プログラムエディタなどで組まれたダウンロード型のデータ
TEACHING ：ティーチングデータ
NOT IN USE ：未使用のチャンネル
以下「2. カウンタ番号の選択」〜「4. ティーチング実行中の操作」はティーチングデータ実行時の機能です。ダウンロード型データの場合は、「5. ダウンロード型データの実行」（P.72）をご覧ください。

2. カウンタ番号の選択

カウンタ番号はそのプログラム中の「移動ポイント（座標値）」に当たります。この番号を指定することで途中の移動ポイントを省略して、希望のポイントからティーチングを実行させることができます。
カウンタ番号を指定せずプログラムを先頭から実行する場合は（カウンタ番号「00」のまま）［Ent］を押します。

ＣＨ＝０２
ＴＥＡＣＨＩＮＧ

ＲＵＮ
００
カウンタ番号

桁の選択
値の設定
入力確定

：左右の［＋］［－］：前後の［＋］［－］：［Ent］を押すと指定したカウンタ番号の目標値に移動します。

3. ティーチング実行

上記「カウンタ番号の選択」後、［Ent］を押すと指定したカウンタ番号のポイントに移動して停止します。以降、同様に［Ent］を押すごとに次のカウンタ番号のポイントに移動します。最後ポイントまで移動し、さらに［Ent］を押すとカウンタ番号「00」のポイントに戻ります。
例：カウンタ番号「01」に移動後の表示

Ａ：＋００００３５００
Ｂ：＋００００１５００

ＲＵＪ０１

RUJ：ティーチング実行中のジョグ移動、
または1パルス移動
RUS：ティーチング実行中のステップ移動

移動後の座標値

71

QT-ADM2/QT-AMH2［操作ボックス編］

4. ティーチング実行中の操作

ティーチング実行中、ジョグ送り、ステップ送り、1 パルス送りの操作が可能です。また、アナログジョイスティック（QT-AJ）でのジョグ移動も可能です。
その他、次の操作を行うことができます。

バックステップ［Stop］を押しながら［Ent］を押すと、一つ前のポイントに戻ります（移動します）。現在のポイントが「00」の場合は、最後のポイントに戻ります（移動します）。

カウンタ番号の変更

ティーチング実行中（どのポイントにおいても）［Home］、
を押すと「カウンタ番号の選択」画面になります。目的の「カウンタ番号」を選択して、そのポイントに移動することができます。

ティーチング実行時の速度の切替

ティーチング実行中も移動速度を切り換えることができます。ステージ停止中に［SpSel］で「速度グループ番号」
を切り換えます。変更された速度で次のポイントに移動して停止します。

表示単位の切替

ティーチング実行中も表示単位を切り換えることができます。
［Disp］を押すごとにパルス表示と単位表示が切り替わります。単位表示はパラメータ（No.19, 20）で設定します。

ティーチング実行の中止

ティーチング実行でステージ移動中に［Stop］を押すと、移動を中止して「PRG メニュー画面」になります。ステー
ジ停止中に、「ティーチング実行」を終了するときは［Menu］を押します。

5. ダウンロード型データの実行チャンネルを選択して［Ent］を押すと、プログラムが実行されます。実行中は、「RUN」が表示され、移動中の座標値が表示されます。

Ａ：＋００００４８６２
Ｂ：＋００００１４９８

ＲＵＮ

移動中の座標値を表示

実行中、［Stop］を押すと移動を停止します（一時停止）。
［Ent］を押すと再開します。
実行が終了すると、「PRG メニュー画面」に戻ります。
● 一時停止中は、操作ボックス（QT-AK）の移動キーやアナログジョイスティック（QT-AJ）のレバー操作は受け付けません。
● 一時停止中にもう一度［Stop］を押すと、実行を中止し「PRG メニュー画面」に戻ります。

72［操作ボックス編］QT-ADM2/QT-AMH2■ TCH：ティーチングの記憶

ティーチングデータの新規作成と登録を行います。
● プログラムを実行する場合は、現在の位置（座標）がそのプログラムのスタート位置になっていることを確認してください。必要に応じて、「JOG モード」「、STP モード」「、ABS モード」に戻り「原点復帰」を実行してください。
● ティーチング記憶中は、ステップ移動の移動量を変更することはできません。必要に応じて、「Menu 画面」→「STPモード」で設定しておいてください。

1. チャンネルの選択「PRG メニュー」で「TCH」を選択し［Ent］を押します。
最初にチャンネル選択画面が表示されますので、新規作成して保存する番号を選択します。

注意

新規作成する場合は、必ず「NOT IN USE」が表示される番号を選択してください。
チャンネル

ＣＨ＝０３
ＮＯＴ ＩＮ ＵＳＥ

ＴＣＨ

桁の選択 ：左右の［＋］［－］値の設定 ：前後の［＋］［－］入力確定 ：［Ent］を押すと次の「カウンタ番号選択画面」になります。
入力の中止 ：
［Stop］を押すと「PRG メニュー画面」に戻ります。

2. カウンタ番号の選択

カウンタ番号はそのティーチングデータ中の「移動ポイント（座標値）」に当たります。ティーチングデータはカウン
タ番号順に実行されます。ティーチングの記憶では、カウンタ番号は「00」から始まり、変更はできません。カウン
タ番号「00」の状態で［Ent］を押します。

ＣＨ＝０３
ＮＯＴ ＩＮ ＵＳＥ

ＴＣＨ
００
カウンタ番号

入力確定
入力の中止

：
［Ent］を押すと次の「ティーチング記憶操作」になります。
：［Stop］を押すと「PRG メニュー画面」に戻ります。

3. ティーチング記憶操作

この「ティーチング記憶画面」では、実際に「ジョグ移動」、「ステップ移動」、「アブソリュート移動」を行って、目的のポイント（座標値）に移動させます。移動終了後［Ent］を押すとその座標値が記録され、「カウンタ番号」が一つ進みます。
以下同様に操作を行いすべてのポイントを記憶します。
［J/S］で「ジョグ送り」または「ステップ送り」の切り換えができます。

Ａ：＋００００３５００
Ｂ：＋００００１５００

ＴＣＪ
０１

移動モード
TCJ ：ジョグ移動
TCS：ステップ移動
TCA：アブソリュート移動

A 軸の移動 ：左右の［＋］［－］B 軸の移動 ：前後の［＋］［－］73

QT-ADM2/QT-AMH2［操作ボックス編］

4. ティーチングメニュー「ティーチング記憶操作中」に［Menu］を押すと、次のメニューが表示されます。

ＪＯＧ ＡＢＳ ＥＮＤ
JOG ：ティーチング記憶操作中「JOG 送り」を選択
ABS ：ティーチング記憶操作中「ABS 送り」（アブソリュート移動）を選択※アブソリュート移動は行いますが、移動後の座標値は記憶されません。この座標値を記憶させたいときは［Menu］を押し、上記ティーチングメニューから「JOG」を選択して［Ent］を押してください。
END ：ティーチング記憶を終了して、現在までのティーチングデータを保存します。
保存後は「PRG メニュー」に戻ります。

■ EDT：ティーチングデータの編集

ティーチングデータの編集を行います。既に保存されたティーチングデータ中の「座標値の変更」、「新たなポイントの追加」、「削除」を行います。

1. チャンネルの選択

最初にチャンネル選択画面が表示されますので、目的のティーチングデータが保存されている番号を選択します。
チャンネル

ＣＨ＝０２
ＴＥＡＣＨＩＮＧ

ＥＤＴ

データの種類桁の選択 ：左右の［＋］［－］値の設定 ：前後の［＋］［－］入力確定 ：［Ent］を押すと次の「カウンタ番号選択画面」になります。
入力の中止 ：
［Stop］を押すと「PRG メニュー画面」に戻ります。

2. カウンタ番号の選択変更するカウンタ番号を選択します。番号を切り換えるごとにその「座標値」が表示されます。

Ａ：＋００００３５００
Ｂ：−００００１５００

ＥＤＴ０２
カウンタ番号

桁の選択
値の設定
入力確定
カウンタ挿入： 左右の［＋］［－］： 前後の［＋］［－］：［Ent］を押すと「座標値」にカーソルが移動します。
：［SpSel］を押すと現在のカウンタ番号に新しい座標値「0」のカウンタが挿入され、それまでの座標値は次のカウンタ番号に移動します。
カウンタ削除 ：［High］を押しながら［J/S］を押すと、現在表示中の座標値が削除されます。以降のカウン
タは繰り上げられます。
修正の中止：［Stop］を押すと「PRG メニュー画面」に戻ります。
（編集内容は保存されません。
）
編集の終了：［Menu］を押すと編集内容を保存し「PRG メニュー画面」に戻ります。

74

［操作ボックス編］QT-ADM2/QT-AMH23. 座標値の変更

前項「カウンタ番号」選択後、［Ent］を押すと座標値にカーソルが移動します。

Ａ：＋００００３５００
Ｂ：−００００１５００

ＥＤＴ
０２

桁の選択
：左右の［＋］［－］
値の設定：前後の［＋］［－］
入力確定：［Ent］を押すと、次の軸の座標値にカーソルが移動します。
項目の戻し：［High］
を押します。一つ前の軸にカーソルが戻ります。入力中の場合は、元のデータに戻ります。
カウンタの指定 ：［Home］を押すと、カウンタ番号にカーソルが移動します。入力中の場合は、元のデータに戻
ります。
修正の中止
：
［Stop］を押すと「PRG メニュー画面」に戻ります。
編集の終了：［Menu］を押すと編集内容を保存し「PRG メニュー画面」に戻ります。

■ DEL：プログラムの削除

チャンネル番号を指定して、そのプログラムすべてを削除します。

1. チャンネルの指定と削除

最初にチャンネル選択画面が表示されますので、削除するプログラムが保存されている番号を選択します。
チャンネル

ＣＨ＝０２
ＴＥＡＣＨＩＮＧ

ＤＥＬ

データの種類

桁の選択
値の設定
入力確定

： 左右の［＋］［－］： 前後の［＋］［－］：［Ent］を押すと、選択した番号のデータを削除し、「PRG メニュー画面」に戻ります。
フラッシュメモリからも削除されます。
（削除したチャンネル番号は、未使用になります。
）
入力の中止 ：［Stop］を押します。
「PRG メニュー画面」に戻ります。

75

QT-ADM2/QT-AMH2［操作ボックス編］

24 Home（原点復帰）
ステージを原点復帰します。原点復帰の方向および方法は QT-ADM2/QT-AMH2 本体のパラメータで設定されています。詳しくは、「10. パラメータ」（P.23）、「12. 原点復帰動作」（P.40）を参照してください。
Home（原点復帰）の機能は、「JOG モード」時、「STP モード」時に有効となります。

■ Home（原点復帰）の操作

JOGモード（STPモード）

1「JOG モード」または「STP モード」になっていることを確認します。
2［Home］を押します。
3「HOME モード画面」が表示されますので、原点復帰を行う軸を指定します。
軸の選択：左右の［＋］［－］値の設定：前後の［＋］［－］（復帰は「1」を選択）
4 設定後［Ent］を押すと、原点復帰動作を開始します。
5 原点を検出すると停止して座標値「0」を表示し、原点復帰前のモードに戻ります。

Ａ：＋００００１５００
Ｂ：−０００００５００

ＪＯＧ
ＳＰ１

原点復帰軸指定

Ａ：１ Ｂ：０

ＨＯＭ

原点復帰させる場合“1”それ以外は“0”原点復帰動作中のステージを停止させたいときは［Stop］を押すと原点復帰動作を中止して停止します。停止方法は、減速停止または即停止になり（パラメータNo.55）、減速時間はパラメータ（No.07,10）で設定された値になります。

注意● 原点復帰中の停止では、設定された停止方法（減速停止、または即停止）に関係なく停止時の座標値に誤差が生じます。
● 未使用の軸は、原点復帰の選択はできません。
● 原点復帰中の停止方法の初期値は、減速停止（100ms）です。

原点復帰エラー

原点復帰に失敗すると原点復帰エラーとなり、表示部にエラー「Er」
が表示され、［STOP］以外のキー操作が無効になります。
［STOP］キーを押すと原点復帰エラー状態を解除します。原点復帰の失敗原因（センサの有無や論理、モード、原点復帰速度を下げる等）を取り除いてから原点復帰をやり直してください。

76

Ａ：−１０３０５０７８ＥｒＨＯＭ
Ｂ：＋００００００００
原点復帰エラーの表示例（A軸）Section 3
通信制御編

QT-ADM2/QT-AMH2［通信制御編］

25 通信制御について
QT-ADM2/QT-AMH2 は、通信制御を行うための RS-232C、LAN、GP-IB（QT-AMH2/QT-AMH2-35 のみ）の通信インターフェイスを標準装備しています。

注意コンピュータの操作についてのご質問には、当社では応じられませんのでご了承ください。
また、
通常次のようなサポー
トは行っておりませんので、ご了承ください。
● お客様のシステムに合わせた当社コントローラのプログラム変更● 個々のご要望によるプログラム開発● 当社製品とお客様が用意した製品を組み合わせて作られた装置に対し、コンサルティングに関するサービス● 個々のご要望によるプログラムなどのデバッグ作業● お客様のネットワークへの接続、およびネットワークに関する対応■ 通信制御を行うための通信設定について

ホストコンピュータによる通信制御では、体系化されたコマンド書式や簡単なプログラムを組んで次のような操作を行うことができます。
・ステージ動作の各種コントロール
・パラメータ設定
・システムのリセット、再起動
・通信回線チェック
QT-ADM2/QT-AMH2 とホストコンピュータ間の通信設定もパラメータで設定されています。このパラメータ設定は、操作ボックス（QT-AK）
を使用して行う方法と、
ホストコンピュータからの通信制御によって行う方法の 2 つがあります。
通信制御によるパラメータ設定を行う場合は、「P：コマンド」（P.99）を参照してください。

注意

高速処理するコンピュータを通信制御に使用し、コントローラに対して連続的にコマンドが送信された場合、コント
ローラ側のコマンド処理が間に合わず、エラーになることがあります。
このような場合は、連続送信するコマンドに 20ms 以上のウェイト時間を持たせる処理をしてください。

■ LAN の通信について

LAN による通信制御を行う場合は、別冊の「LAN 設定ガイド」を参照してください。
「LAN 設定ガイド」は、付属の CD-ROM にデータ（PDF）で収納されています。

78

［通信制御編］QT-ADM2/QT-AMH2

26 GP-IB
QT-AMH2、QT-AMH2-35 は、インターフェースより出力された通信コマンド文字列が受信できれば、インターフェースの種類やパソコンの OS、プログラム言語に関係なく制御することができます。
GP-IB インターフェースにおいては、GP-IB ボードメーカー毎に GP-IB ボードのコマンドの書式が異なり、ご使用のGP-IB ボードでの書式で記述したプログラムの作成が必要です。
当社では、
NATIONAL INSTRUMENTS 社製の GP-IB ボード「NI PCI-GPIB」
において動作の確認を行っておりますが、ご使用のパソコンの性能に依存する部分や QT-AMH2、QT-AMH2-35 制御（GP-IB による）するためのプログラムの記述方法で、送受信バッファーの確保・開放や QT-AMH2、QT-AMH2-35 用コマンド文字列の送受信のタイミン
グの調整が必要になる場合があります。

注意● パソコンの性能や制御（GP-IB による）用プログラムの記述方法に依存する部分については、お客様ご自身で調整いただきますようお願い申し上げます。
● QT-AMH2、QT-AMH2-35 制御（GP-IB による）用プログラミングについての、ご質問、お問い合わせ、サポー
トには応じられません。
GP-IB ボートメーカーやプログラム言語を提供しているメーカー等にお問い合わせください。
● GP-IB ボードと QT-AMH2、QT-AMH2-35 の接続については、NATIONAL INSTRUMENTS 社製の GP-IB ボー
ド「NI PCI-GPIB」に付属しているユティリティソフト「Measurement & Automation Explorer」の「NI-488.2
コミュニケータ」で、接続が確認できれば正常動作したものとさせていただきます。
当社では NATIONAL INSTRUMENTS 社製の GP-IB ボード「NI PCI-GPIB」以外での、動作確認要求やサポートには応じられませんので、あらかじめご了承ください。

79

QT-ADM2/QT-AMH2［通信制御編］

27 RS-232C
QT-ADM2/QT-AMH2 の RS-232C 通信の初期設定値は次のとおりです。
パラメータ No.
51

53

項目

設定内容

デリミタ

RS-232C 通信設定

初期値

0：CR+LF 1：CR 2：LF 3：CR+LF

ボーレート

0：38400  1：4800  2：9600  3：19200

ビット長

パリティビット

ストップビット02

0：L8 1：L70

0：S1（1） 1：S2（2）0

0：PN（無） 1：PE（偶数） 2：PO（奇数）0注意● 変更したパラメータを有効にするには、
QT-ADM2/QT-AMH2 の電源再投入または「RESTA コマンド」
が必要です。
● 通信設定がホストコンピュータ側と一致していない場合、通信が正常に行われません。

■ RS-232C インタフェースの通信制御が上手くいかない場合はRS-232C による通信制御が上手く行かない、不具合が生じるなどの場合は、次の項目を番号順に参照して通信回線の設定とチェックを行ってください。
1 「通信設定」と「通信回線チェック（エコーバックテスト）」（P.22）● Dip SW【SW-7】を ON にして、エコーバックがあるか確認してから、【SW-6】の設定とご使用のパソコンの設定が合っているか確認してください。

2 「TST モード（テストモード）」（P.65）

		● コントローラからホストコンピュータへテスト用文字を送信します。

3 「コントローラとホストコンピュータ間の通信テスト」（P.66）

		● コントローラとホストコンピュータ双方の通信テストを行います。

■ RS-232C コネクタ結線

RS-232C のコネクタ結線を示します。

IBM-PC の場合
D-Sub
9pin メス

コントローラ側
9ピン

（オス）

D-Sub
9pin メス

1
2
3
・
・
・
6
7
8
9

1
2
3
・
・
・
6
7
8
9

SHELL

SHELL

PC AT側9ピン（オス）

ピン配列は標準のPC AT 互換機と同じです。接続ケーブルは、
ACB-RS-2（別売）、
または市販の 9pin
［メス－メス］
全結線ストレートタイプをお使いください。

80

［通信制御編］QT-ADM2/QT-AMH2

28 コマンドレスポンス
通信制御のレスポンス「有り」と「無し」の選択と設定状態の確認ができます。
コマンドレスポンスは、「X：」コマンド（P.106）を使用します。

レスポンス無し

送られたコマンドに対してアクノリッジ（コマンドが正しく受信できたどうか）を返しません、状態確認はステータ
ス確認「Q：」コマンドで行ってください。

レスポンス有り送られたコマンドに必ずアクノリッジを返します。コマンドがエラーの場合はアクノリッジとしてエラーコードを返します。エラーコードにつては、「33. エラーコード」（P.111）を参照してください。
レス ポ ンス 無 し

レス ポ ンス 有 り

ホスト側

コントローラ側

ホスト側

コマンド

処理

コマンド

Q：

ステータス

コマンド

処理

Q：

ステータス

コマンド

処理

Q：

コマンド
コマンド

ステータス

Q：

コントローラ側
正常の場合
正常の場合
エラーの場合処理

アクノリッジ処理

アクノリッジ
処理

エラーコードステータス

コマンド処理時間

QT-ADM2/QT-AMH2 のコマンド処理時間は、最大約 10ms です（ホストコンピュータと QT-ADM2/QT-AMH2間の通信時間は除く）。

注意

高速処理のコンピュータで通信制御を行う場合、コントローラに対して連続的にコマンドを送信すると、コントロー
ラが応答できなくなることがあります。
このような場合は、連続送信するコマンドとコマンドの間に 20ms 以上のウェイト時間を設定してください。

81

QT-ADM2/QT-AMH2［通信制御編］

29 本書のコマンドについて
この章では、QT-ADM2/QT-AMH2 に使用されるコマンドの書式、機能、注意事項などについて解説してあります。
各コマンドは、次のような構成になっています。

H：原点復帰

①

→

③
④
⑤
⑥
⑦

→ 【機
→ 【書
→【
→ 【返
→ 【備

⑧

②
↓

能】 原点復帰を行います。
式】 H：〈軸名〉（軸名＝A, B）
例】 H：AB
答 例】 1000,8000,100（速度設定値の返答例）
考】 ステージを機械原点に戻します。
原点検出後は内部の位置カウンタがクリアされ、表示も同様に “0” になります。
→ 【関連コマンド】 停止コマンド（L：）① コマンド② コマンドの名称、コマンドの意味を示します。
③ 機能：コマンドの機能を簡単に示します。
④ 書式：コマンドの記述方法を示します。
カッコ〈 〉の位置に軸名や選択値などを入力します。
⑤ 例：実際に軸の指定文字や座標値の数値などを入れた入力例を示します。
⑥ 返答例：返答があるコマンドの場合、返答例を示します。
⑦ 備考：関連する情報や補足説明などを示します。
⑧ 関連コマンド：関連するコマンドを示します。

区切り文字について

項目の区切りには通常「P」を使用しますが、「,」（カンマ）を使用することもできます。
（例）D：A1000P8000P100 または D：A1000,8000,10082

［通信制御編］QT-ADM2/QT-AMH2

30 コマンドの書式● コマンドは ASCII 文字で表記されます。
● コマンドとして送れる文字は、アルファベットの大文字（41h 〜 5Ah）、
数字
（30h 〜 39h）
、
コロン
（3Ah）
、
＃
（23h）
、
？
（3Fh）
、カンマ（2Ch）、＋（2Bh）、－（2Dh）の 42 種類で、すべて半角文字を使用します。
● 一つのコマンドは 1 行で構成され、形式は 1 〜 5 文字のアルファベット＋コロン（：）の後に、各設定が付き、行の終わりは［CR］コードまたは［CR ＋ LF］です。コマンドの【例】では、［CR ＋ LF］は省略してあります。
コマンド
1

4

G ： CR LF
コロン（3AH）
コマンド文字コマンド＋軸指定＋命令内容
1

A ：

①軸名

n
①命令内容

②軸名

②命令内容

CR LF

使用可能バイト数はコマンドによって異なります。

● 軸名の指定には「A」（A 軸）または「B」（B 軸）文字を用います。
（例）  A：A2000……アブソリュート移動（A 軸＝＋ 2000）
軸名の指定は必ず A → B の順で行ってください。
「B ＋1000A − 2000」のような（B → A）
指定を行うと書式エラーとなります。
●「＋」符号は省略できます。
（「－」以外は「＋」となります。ただし、「J：」、「JGO：」コマンドは符号を省略できません。
）● 座標値などの数値は符号と 1 桁〜 8 桁の数字。
スペースコ一ド（空白、20h）は使わないでください。数字の 0 は有効です。
（例） A：A1000B2000................................ ○ OK（符号「＋」は省略可）
A：A ＋ 1000B − 2000...................... ○ OK
A：A123456789..................................× 8 桁以上でエラー
A：A □ 1000B2000............................× スペースは使用できない
A：A1000 □ B2000............................× スペースは使用できない
A：A1000B20 □ 00............................× スペースは使用できない※ □はスペースを表します。

注意プログラム言語の種類によって、数値変数を文字変数に変換した場合、自動的に文字列先頭にスペース（空白）コー
ドが付きますので、この場合はスペースを削除する処理が必要です。
数値変数＋1 2 3 4 5

文字変数へ変換→ □ 1 2 3 4 5↑スペースが挿入される83

QT-ADM2/QT-AMH2［通信制御編］

31 コマンド一覧
QT-ADM2/QT-AMH2 で使用するコマンドの一覧です。
コマンド
コード
A
AGO
B
BGO
C

書式

備考

アブソリュート移動（座標値の設定）

A：
〈軸名〉
〈座標〉

1 軸（移動開始は「G：」
）

A：
〈軸名〉
〈座標〉
〈軸名〉
〈座標〉

2 軸（移動開始は「G：」）

アブソリュート移動（座標値設定 + 移動開始）

AGO：
〈軸名〉
〈座標〉

1 軸（移動先座標値設定と移動開始）

AGO：
〈軸名〉
〈座標〉
〈軸名〉
〈座標〉

2 軸（移動先座標値設定と移動開始）

2 軸間直線補間移動（座標値の設定）

B：
〈軸名〉
〈座標〉
〈軸名〉
〈座標〉

2 軸（移動開始は「G：」）2 軸間直線補間移動（座標値設定 + 移動開始）

BGO：
〈軸名〉
〈座標〉
〈軸名〉
〈座標〉

2 軸（移動先座標値設定と移動開始）

汎用端子出力制御

C：〈OUT4 制御〉
〈OUT3 制御〉
〈OUT2 制御〉 OUT4 〜 1 の ON/OFF〈OUT1 制御〉機能

現在の設定値要求

C：R

ホストに現在設値を返す

移動速度・加減速時間設定

D：〈軸名〉〈低速〉P〈高速〉P〈加減速〉

低速速度、高速速度、加減速時間を設定

現在設定値の確認

D：〈軸名〉R

ホストに現在設定値を返す

非常停止

E：

減速停止

F

フラッシュメモリへの書き込み

F：

フラッシュメモリへのデータ保存

G

移動開始

G：

全軸の移動開始

G：〈軸名〉

移動開始する軸を指定

H

原点復帰

H：
〈軸名〉

原点復帰する軸を指定

I

センサ動作状態の確認

I：

全軸、ステージのセンサ状態を返す

I：
〈軸名〉

1 軸（軸を指定）、ステージのセンサ状態を返す

J

ジョグ移動
（移動軸と方向の指定）

J：
〈軸名〉
〈方向〉

1 軸（軸と方向の指定、移動開始は「G：」
）

J：
〈軸名〉
〈方向〉
〈軸名〉
〈方向〉

2 軸（軸と方向の指定、移動開始は「G：」）

ジョグ移動（移動軸と方向の指定と移動）

JGO：
〈軸名〉
〈方向〉

1 軸（軸と方向の指定 + 移動）

JGO：
〈軸名〉
〈方向〉
〈軸名〉
〈方向〉

2 軸（軸と方向の指定 + 移動）

停止（減速停止 / 即停止選択）

L：

全軸

L：
〈軸名〉

1 軸（軸を指定）

ステップ移動M：〈軸名〉〈パルス数〉

1 軸（軸とパルス数の設定、移動開始は「G：」
）

M：
〈軸名〉
〈パルス数〉〈軸名〉〈パルス数〉

2 軸（軸とパルス数の設定、移動開始は「G：」）ステップ移動（ステップ数の設定と移動）

MGO：
〈軸名〉
〈パルス数〉

1 軸のパルス数の設定と移動

MGO：
〈軸名〉
〈パルス数〉〈軸名〉〈パルス数〉

2 軸のパルス数の設定と移動

パラメータ読み込みP：〈パラメータ No.〉R

パラメータの現在設定値を読み込む

パラメータ書き込み

P：〈パラメータ No.〉
〈設定値〉

パラメータを設定する

Q：〈要求内容〉

全軸の座標値やステータスを要求

D
E

JGO
L
M
MGO
P
Q

（ステップ数の設定）

ステータス確認Q：〈軸名〉〈要求内容〉〈軸名〉〈要求内容〉

軸ごとに座標値やステータスを要求

R：
〈軸名〉
〈座標値〉

1軸

R：
〈軸名〉
〈座標値〉
〈軸名〉
〈座標値〉

2軸

ステップ角設定

S：
〈軸名〉
〈設定値〉

ステップ角分割数の設定変更

現在設定値の要求

S：R

ホストに現在設値を返す

T

外部機器からのスタート信号
入力待ち

T：
〈軸名〉

1 軸（移動開始軸を指定）

T：
〈軸名〉
〈軸名〉

2 軸（移動開始軸を指定）

V

円弧補間移動（円弧補間移動の条件設定）

V：〈軸名〉〈移動座標〉〈軸名〉〈移動先座標〉〈軸名〉〈円弧中心座標〉〈軸名〉〈円弧中心座標〉〈回
転方向符号〉

2 軸ステージを使用して円弧補間移動を行う際の軸名、移動先座標、円弧中心座標、回転方向の設定。
（このコマンドは設定のみ。移動開始は「G：」
）

R
S

VGO
W

座標値設定

円弧補間移動VGO：〈軸名〉〈移動座標〉〈軸名〉〈移動先座標〉 2 軸ステージを使用して円弧補間移動を行う際の（円弧補間移動の条件設定と 〈軸名〉
〈円弧中心座標〉〈軸名〉〈円弧中心座標〉 軸名、移動先座標、円弧中心座標、回転方向の設
移動）〈回転方向符号〉
定と移動。
ウエイト

W：
〈単位時間〉

設定した単位時間分休止する

84

［通信制御編］QT-ADM2/QT-AMH2

コマンド
コード
Y

機能

書式

備考

汎用入力端子状態確認Y：

汎用入力の入力状態確認

X

コマンドレスポンス切り換え

X：
〈設定値〉

レスポンス「0：無し」「1：有り」切替

レスポンスモードの現在設定
値の要求

X：R

ホストに現在設定値を返す?

バージョン表示・エコーバック?：

ホストにシステムバージョン記号を返す

移動コマンド連結&：

2 つの移動コマンドを連続して実行する

&
#

RESET

RESTA

注釈

#：

プログラム中の注釈（動作には影響しない）

システムリセットRESET：

システムの初期化

リスタート

RESTA：

電源再起動と同様の操作※コマンドの区切り文字は「P」の代わりに「,」（カンマ）も使用可能。

85

QT-ADM2/QT-AMH2［通信制御編］

32 コマンド
A： アブソリュート移動（座標値の設定）【機能】

設定座標位置への移動を行います。
「A：」コマンドは、座標値の設定のみで、移動開始は「G：」または「T：」コマンドで行います。座標値の設定後、すぐに移動を開始させるときは「AGO：」コマンド（次ページ）で行います。
座標値設定範囲

1 回の最大移動量＋ 99,999,999 〜－ 99,999,999

199,999,998 パルス（目標座標－移動開始座標値〔現在値〕
）

【書式】

1） A：
〈軸名〉
〈座標値〉
.....................................................1 軸の場合
2） A：
〈軸名〉
〈座標値〉
〈軸名〉
〈座標値〉
..................... 2 軸の場合

【例】

A：A1000..........................
「A ＝ 1000」を設定（A 軸の移動目標を 1,000 に設定〔絶対座標〕）
A：A1000B2000.............
「A ＝ 1000, B ＝ 2000」
を設定（移動目標を A 軸 1,000、
B 軸 2,000 に設定〔絶対座標〕）
A：A － 1500.....................
「A ＝－ 1500」を設定【備考】● アブソリュート移動では、「SPD（速度設定モード）」または「D：」コマンドで設定された速度（高速）で移動します。
移動中にリミットを検出した場合は停止します。
（座標値は停止した位置を示します。
）● 他の軸が移動中でも停止している軸に対しては、再設定可能です。移動中の軸に対して設定を行った場合は、エラーとなります。
（コマンドレスポンスが「有り」に設定されている場合、エラーコード「！ 0」を返します。
● 軸名の指定は、「A → B」の順（アルファベット順）で行ってください。逆（B → A）で行うと書式エラーになります。

86［通信制御編］QT-ADM2/QT-AMH2

AGO： アブソリュート移動（座標値の設定と移動）【機能】

設定座標位置への移動を行います。
「AGO：」コマンドでは、座標値の設定後すぐに移動を開始します（「G：」コマンドは不要です。また、「T：」コマンドは、「AGO：」コマンドには使用できません）。
座標値設定範囲

1 回の最大移動量＋ 99,999,999 〜－ 99,999,999

199,999,998 パルス（目標座標－移動開始座標値〔現在値〕）【書式】

1） AGO：〈軸名〉〈座標値〉..................................................... 1 軸の場合
2） AGO：
〈軸名〉
〈座標値〉
〈軸名〉
〈座標値〉
..................... 2 軸の場合

【例】

AGO ：A1000.....................「A ＝ 1000」に移動 A 軸の移動目標を 1,000 に設定〔絶対座標〕）
AGO ：A1000B2000........「A ＝1000,B ＝ 2000」に移動（移動目標を A 軸 1,000、
B 軸 2,000 に設定〔絶対座標〕）AGO ：A － 1500...............「A ＝－ 1500」に移動【備考】● アブソリュート移動では、「SPD（速度設定モード）」または「D：」コマンドで設定された速度（高速）で移動します。
移動中にリミットを検出した場合は停止します。
（座標値は停止した位置を示します。
）● 他の軸が移動中でも停止している軸に対しては、再設定可能です。移動中の軸に対して設定を行った場合は、エラーとなります。
（コマンドレスポンスが「有り」に設定されている場合、エラーコード「！ 0」を返します。
● 軸名の指定は、「A → B」の順（アルファベット順）で行ってください。逆（B → A）で行うと書式エラーになります。

87

QT-ADM2/QT-AMH2［通信制御編］

B：2 軸間直線補間移動（座標値の設定）【機能】

2 軸間直線補間移動を行う軸名と目標座標の設定を行います。
「B：」コマンドは設定のみで、移動開始は「G：」または「T：」コマンドで行います。移動条件を設定後、すぐに移動を開始させるときは「BGO：」コマンド（次ページ）を使用します。
座標値設定範囲

1 回の最大移動量＋ 99,999,999 〜－ 99,999,999

199,999,998 パルス（目標座標－移動開始座標値〔現在値〕
）

【書式】

1） B：
〈軸名〉
〈座標値〉
〈軸名〉
〈座標値〉
...........必ず 2 軸で設定

【例】

B： A1000B2000.................直線補間の目標を A 軸「1000」、B 軸「2000」に設定（絶対座標）
B： A500B － 3000.............直線補間の目標を A 軸「500」、B 軸「－ 3000」に設定（絶対座標）【備考】● 補間移動の速度は、A 軸の移動速度を基準に自動的に設定されます。A 軸の移動速度は D：（または D01： ）コ
マンドおよび、操作部の速度グループ 1（SP1）で設定された速度になります。
● 移動速度は、「SP1（速度グループ 1）」または、「D：」コマンドで設定された速度になります。
● 移動軸設定は必ず 2 軸を指定します。それ以外の場合はエラーとなります。
● 直線補間を行う際は、バックラッシュ補正（パラメータ No.16）を「0」（ゼロ）にしてください。バックラッシュ補正が設定されていると補正方向と移動方向の関係により、意図した直線補間にならない場合があります。
● 軸名の指定は、「A → B」の順（アルファベット順）で行ってください。逆（B → A）で行うと書式エラーになります。

88

［通信制御編］QT-ADM2/QT-AMH2

BGO： 2 軸間直線補間移動（座標値の設定と移動）【機能】

2 軸間直線補間移動を行う軸名と目標座標の設定を行います。
「BGO：」コマンドでは、移動条件の設定後すぐに移動を開始します。
（「G：」コマンドは不要です。
）
座標値設定範囲

1 回の最大移動量＋ 99,999,999 〜－ 99,999,999

199,999,998 パルス（目標座標－移動開始座標値〔現在値〕）【書式】

1） BGO：
〈軸名〉
〈座標値〉
〈軸名〉
〈座標値〉
........... 必ず 2 軸で設定

【例】

BGO：A1000B2000.................... 目標座標 A 軸「1000」、B 軸「2000」（絶対座標）に直線補間で移動
BGO：A500B － 3000................ 目標座標 A 軸「500」、B 軸「－ 3000」（絶対座標）に直線補間で移動【備考】● 補間移動の速度は、A 軸の移動速度を基準に自動的に設定されます。A 軸の移動速度は D：（または D01： ）コ
マンドおよび、操作部の速度グループ 1（SP1）で設定された速度になります。
● 移動速度は、「SP1（速度グループ 1）」または、「D：」コマンドで設定された速度になります。
● 移動軸設定は必ず 2 軸を指定します。それ以外の場合はエラーとなります。
● 直線補間を行う際は、バックラッシュ補正（パラメータ No.16）を「0」（ゼロ）にしてください。バックラッシュ補正が設定されていると補正方向と移動方向の関係により、意図した直線補間にならない場合があります。
● 軸名の指定は、「A → B」の順（アルファベット順）で行ってください。逆（B → A）で行うと書式エラーになります。

89

QT-ADM2/QT-AMH2［通信制御編］

C： 汎用出力端子制御【機能】

汎用出力端子「OUT1 ～ OUT4 」の出力状態を制御します。
OUT COMMON への接続
初期値

1：ショート（Lo）／ 0：オープン（Hi）

0000（OUT4 ～ OUT1 すべてオープン「Hi」
）

【書式】

1） C：
〈OUT4 の設定値〉〈OUT3 の設定値〉〈OUT2 の設定値〉〈OUT1 の設定値〉........... 4 ～ 1 を設定（4 ポートすべての記述が必要）
2） C：R ......... 現在設定値の確認【例】

C：0101 ..........「OUT4=Hi」、「OUT3=Lo」、「OUT2=Hi」、「OUT1=Lo」【「C：R」コマンドでの返答書式と返答例】【返答書式】〈OUT4 の状態〉
〈OUT3 の状態〉
〈OUT2 の状態〉
〈OUT1 の状態〉

【返答例】

1010 ..........「OUT4=Lo」、「OUT3=Hi」、「OUT2=Lo」、「OUT1=HI」

       
（バイト数

計 4）

回路動作の詳細は、「35. PLC を使用した汎用入出力端子の使用例」（P.115）をご覧ください。

【備考】● 電源を OFF にした場合は、初期値に戻り、値は保持しません。

注意

本コマンドを使用するには、別売の QT-AT（アイソレーションインターフェース）が必要です。

90

［通信制御編］QT-ADM2/QT-AMH2

D：
（D01）
：速度グループ 1 の移動速度・加減速時間設定【機能】1）各軸の低速時と高速時の速度と加減速時間を設定します。
「D：」と「D01：」
は文字が異なるだけで、機能（速度グルー
プ 1 の設定）は同じです。ここで設定した「速度グループ 1」は通信制御時の速度となります。また、操作ボックス（QT-AK）の速度グループ「SP1」に反映されます（相互書き替え）
。
設定内容

設定範囲

高速

10pps 〜 500,000pps

初期値

低速（初速度） 10pps 〜 500,000pps

500pps

加減速時間

100ms

1ms 〜 1,000ms

3,000pps● 低速速度と高速速度の設定は、低速≦高速のみ有効で、低速 > 高速の設定はできません。
● ここで設定された加減速時間は、停止コマンド（L）、Stop キーによる減速停止時の減速時間にもなります。また、リミットで反転する場合の加減速時間、停止する場合の減速時間もこの値になります。
2）「D：〈軸名〉R」コマンドでは、現在設定値の確認を行うことができます。

【書式】

1）D：
〈軸名〉,〈低速〉,〈高速〉,〈加減速時間〉.........................設定軸の設定
2）D：〈軸名〉R...................................................................................設定軸の現在設定値の確認【例】

D：A1000,8000,100............ A 軸、低速 1,000pps 高速 8,000pps 加減速時間 100ms
D：B500,5000,50.................B 軸、低速 500pps 高速 5,000pps 加減速時間 50ms
D：AR....................................... A 軸の現在設定値の確認【「D：〈軸名〉R」コマンドでの返答書式と返答例】【返答書式】〈低速〉〈区切文字〉〈高速〉〈区切文字〉〈加減速時間〉【返答例】

D：AR の場合 01500 , 09000 , 0800.........A 軸＝低速 1,500pps、高速 9,000pps、加減速 800ms                （バイト数        5  1      5        1      4      計 16）

注意● 返答に使用する区切り文字は、「,」（カンマ）のみで、「P」の選択はできません。
● 加減速時間は、ステッピングモータを徐々に加速（または減速）させて脱調を防止するためもので、加速度や加速・減速時の時間精度を求めるものではありません。加減速時間設定には、10% 程度の誤差が生じます。従って、加減速時間精度を要求する場合には使用できません。加減速時間は、目安として使用してください。
● 低速速度と高速速度の差が少ないときには、指定した加減速時間より短い時間で、高速速度に達する場合があります。
● 設定値の範囲であっても、非常に速い速度設定や、加減速時間設定を極端に短くした場合は、ステージが動かなかったり、脱調を起こしたりします。適切な設定値でご使用ください。
● 加減速時間は、「高速と低速の設定の差を 100 で割ったくらいの値」が目安になります。
● このコマンドでの設定値は、操作ボックスで行う「SPD」モードの値に反映されます。
● 移動中の設定、変更はできません。

D02：, D03：, D04： 速度グループ 2 〜 4 の移動速度・加減速時間設定
速度グループ 2 〜 4 を設定します。設定方法は、「D：（D01：）」と同じです。ここで設定された内容は、操作ボックス（QT-AK）の速度グループ SP2 〜 SP4 に反映されます。

91

QT-ADM2/QT-AMH2［通信制御編］

E：非常停止【機能】

移動中の全軸に対して停止を行います。停止後は非常停止状態となり、ステージの移動はできません。下記（備考）を実行し、解除してください。
停止方法は即停止となりパラメータ No.55 の設定、および「SPD」モードまたは「D：」コマンドで設定されている
減速時間は無効となります。非常停止時は、減速停止にすることはできません。

注意［Stop］キー以外のキー操作や移動に関するコマンドが拒否されます。

【書式】

1） E：............. 全軸停止

【備考】

「E：」コマンド（非常停止）実行後は、次のいずれかを実行して非常停止状態を解除します。
● パラメータ No.54（非常停止後の解除方法）が「1」の場合［Stop］キーを押す。
●「RESET：」コマンド、「RESTA：」コマンドを実行する。
● 本体電源の再起動を行う。

【関連コマンド】

停止コマンド「L：」

F：フラッシュメモリへの書き込み【機能】

フラッシュメモリへの書き込みを行います。
QT-ADM2/QT-AMH2 では、パラメータやコマンドで設定した内容を保存するバックアップメモリにフラッシュメモ
リを使用しています。フラッシュメモリへの保存は、通信制御による本コマンドで行います。

【書式】

1） F：

【備考】

書き込み終了後に「OK」の文字を返信します。
● すべての軸が停止中の場合のみ実行可能。
● 書き込みが完了するまですべてのコマンドを受け付けません。

注意

パラメータや「D：」コマンド、「S：」コマンドで設定を変更した場合は、必ず本コマンドを実行してください。本
コマンドを実行せずに電源を「OFF」すると、設定値は保存されません（「RESTA：」コマンドも同様）。特に通信条件の変更は、電源再投入か「RESTA：」コマンド実行後有効になりますので、必ず事前に「F：」コマンドを実行してください。

92

［通信制御編］QT-ADM2/QT-AMH2

G：移動開始【機能】

移動開始コマンドです。他のコマンド「A：」
、
「B：」
、
「J：」
、
「M：」
、
「V：」と必ずペアで使用し、移動は 1 回限りです。
「G：」コマンドのみを連続して使用しても、直前の移動コマンドをくり返すことはできません。

【書式】
1） G：..................................................................全軸の移動開始（停止中の軸のすべてが対象）
2） G：
〈軸名〉
......................................................指定軸の移動開始
G：
〈軸名〉
〈軸名〉
........................................軸指定の場合【備考】●「B：」および「V：」コマンドの移動開始は、「G：」のみとし、「G：AB」や「G：A」や「G：B」は、書式エラーとなります。
● 連続移動設定コマンド「&：」による移動開始は、「G：」のみとし、「G：AB」や「G：A」や「G：B」は、書式エラーとなります。
●「G：」コマンドで、「G：」のように、軸名を省力した場合、パラメータ No.06 で「0」以外が設定されている軸で、かつ、停止中の軸が移動対象となります。
● 軸名の指定は、「A → B」の順（アルファベット順）で行ってください。逆（B → A）で行うと書式エラーになります。

H：
【機能】

現在位置よりステージの原点（原点センサまたは、座標値「0」を原点とするソフト原点）に原点復帰を行います。
原点復帰の方法は、パラメータで設定された方法で動作します。詳細は、「12. 原点復帰動作」（P.40）を参照してく
ださい。

【書式】

1） H：
〈軸名〉
〈軸名〉
...........指定軸の原点復帰を行います。指定軸の省略はできません。
「H：」とした場合はコマンド文法エラーとなります。

【例】

H ：A..............................A 軸のみの原点復帰
H ：B..............................B 軸のみの原点復帰
H ：AB...........................A 軸、B 軸の原点復帰

注意

未使用の軸の原点復帰を行うと、原点復帰処理が終了しません。その場合、操作ボックスの［Stop］を押すか、「L：」コマンドで原点復帰を中止してください。

【備考】● 軸名の指定は、「A → B」の順（アルファベット順）で行ってください。逆（B → A）で行うと書式エラーになります。

93

QT-ADM2/QT-AMH2［通信制御編］

I：センサ動作状態の確認【機能】

各軸ごとの「リミットセンサ」、「原点センサ」、「原点前センサ」の動作状態を確認できます。
返答形式の意味

1 ＝センサ動作信号 入力状態

0 ＝センサ動作信号 未入力状態

返答値は、センサ動作論理を反映した値になります【書式】

1） I：.......................................................................全軸の場合
2） I：
〈軸名〉
...........................................................軸指定の場合【例】

I ：...................全軸の確認
I ：A................ A 軸のみの確認【返答形式】

0110......................1 軸設定の返答（バイト数 4）0 1 1 0
原点
原点前
­リミット
＋リミット

0110,1001...........2 軸設定の返答（バイト数 4 1 4 計 9）

区切り
↓

A軸

B軸

0 1 1 0 , 1 0 0 1
原点
原点前
­リミット
＋リミット

【備考】

● 軸名の指定は、「A → B」の順（アルファベット順）で行ってください。逆（B → A）で行うと書式エラーになります。
● 未使用センサは「0」を返します。

94

［通信制御編］QT-ADM2/QT-AMH2

J：ジョグ移動（移動軸と方向の指定）【機能】

ジョグ移動を行う軸と方向を指定します。移動開始は「G：」または「T：」コマンド、停止は「L：」コマンドで行います。
移動条件を設定後、すぐに移動を開始するときは「JGO：」コマンドを使用します。
● 移動速度は低速で、「D：」コマンドまたは「SPD」モードでの設定値になります。
（高速への切り換えはできません。
）● 軸名と方向は必ずペアで指定し、方向を表す符号（＋ / －）は省略できません。
1 回の最大移動量
移動方向符号

199,999,998 パルス＋：プラス（CW）方向－：マイナス（CCW）方向

【書式】

1）J：
〈軸名〉
〈方向〉
........................................... JOG 移動指定（1 軸）
2）J：
〈軸名〉
〈方向〉
〈軸名〉
〈方向〉
............... JOG 移動指定（2 軸）【例】

J ：A ＋............................. A 軸を＋方向へ JOG 移動指定
J ：A ＋ B －.................... A 軸を＋方向、B 軸を－方向へ JOG 移動指定

【関連コマンド】

移動開始コマンド「G：」、停止コマンド「L：」【備考】● 軸名の指定は、「A → B」の順（アルファベット順）で行ってください。逆（B → A）で行うと書式エラーになります。

JGO：ジョグ移動（移動軸と方向の指定と移動）【機能】

ジョグ移動を行う軸と方向を指定し、指定後にジョグ移動を開始します（「G：」コマンドは不要です。また、「T：」
コマンドは、「AGO：」コマンドには使用できません )。
● 移動速度は低速で、「D：」コマンドまたは「SPD」モードでの設定値になります。
（高速への切り換えはできません。
）● 軸名と方向は必ずペアで指定し、方向を表す符号（＋ / －）は省略できません。
1 回の最大移動量
移動方向符号

199,999,998 パルス
＋：＋方向

－：－方向

【書式】

1）JGO：〈軸名〉〈方向〉....................................... JOG 移動指定（1 軸）
2）JGO：
〈軸名〉
〈方向〉
〈軸名〉
〈方向〉
............ JOG 移動指定（2 軸）【例】

JGO ：A ＋.....................A 軸を＋方向へ JOG 移動
JGO ：A ＋ B －............A 軸を＋方向、B 軸を－方向へ JOG 移動【関連コマンド】

停止コマンド「L：」【備考】● 軸名の指定は、「A → B」の順（アルファベット順）で行ってください。逆（B → A）で行うと書式エラーになります。

95

QT-ADM2/QT-AMH2［通信制御編］

L：停止（減速停止／即停止）【機能】

移動中のステージを停止します。
停止方法（減速停止・即停止）はパラメータ No.55 で設定します。
減速停止時の減速時間は「SPD」モードまたは「D：」コマンドで設定されている値となります。

【書式】

1） L：...................................................................... 移動中の軸すべてを停止
2） L：
〈軸名〉
.......................................................... 停止する軸を指定
L：
〈軸名〉
〈軸名〉
............................................ 停止する軸を指定【例】

L ：...............移動中の軸すべてを停止
L ：A............移動中の A 軸のみを停止【関連コマンド】

非常停止コマンド「E：」注意● 停止方法が「即停止」に設定されている場合、本コマンドを実行すると表示される座標値と実際の位置に誤差が発生します。
●「B：」、「BGO：」、「V：」、「VGO：」、「&：」コマンドで移動中の全軸を停止させるときは「L：」コマンド（軸指定無し）
で行ってください。
「L：AB」とした場合は、2 軸が移動中であることが条件となります。それ以外の場合はエラーとなります。

【備考】● 軸名の指定は、「A → B」の順（アルファベット順）で行ってください。逆（B → A）で行うと書式エラーになります。

96

［通信制御編］QT-ADM2/QT-AMH2

M：ステップ移動（ステップ数の設定）【機能】

ステップ移動する軸と移動量（パルス数）を設定します（相対移動）。
「M：」コマンドでは、軸、方向、移動量（パルス数）の設定のみで、移動開始は「G：」または「T：」コマンドで行います。移動条件を設定後、すぐに移動を開始するときは「MGO：」コマンド（次ページ）を使用します。
設定範囲

1 回の最大移動量− 99,999,999 〜＋ 99,999,999 パルス

99,999,999 パルス● 移動は高速で移動速度は、「D：」コマンドまたは「SPD」モードでの設定値となります。
● 本コマンドは操作ボックスの「STP」（ステップモード）とは異なり、設定したステップ数は移動後にクリアされます。
（本コマンドでは、移動ごとにステップ数を設定する必要があります。
）

【書式】

1）M：
〈軸名〉
〈パルス数〉.......................................................... 1 軸設定
2）M：
〈軸名〉
〈パルス数〉〈軸名〉〈パルス数〉...................... 2 軸設定【例】

M ：A2000........................................ 現在値から A 軸を＋方向に「2,000」パルス移動する設定
M ：A3000B － 2000..................... 現在値から A 軸を＋方向に「3,000」パルス、B 軸を－方向に「2,000」パルス移動する設定【備考】● 移動量に「ゼロ」を指定することができますが、「G：」コマンド、
または、「T：」コマンドを実行しても移動はしません。
●「M：」コマンドで設定されたステップ数は、操作ボックスで行う「STP」モードには反映されません。
● 他の軸が移動中でも停止している軸に対しては、再設定可能です。移動中の軸に対して設定を行った場合は、エラーとなります。
（コマンドレスポンスが「有り」に設定されている場合、エラーコード「！ 0」を返します。
● 軸名の指定は、「A → B」の順（アルファベット順）で行ってください。逆（B → A）で行うと書式エラーになります。

【関連コマンド】

移動開始コマンド「G：」、停止コマンド「L：」97

QT-ADM2/QT-AMH2［通信制御編］

MGO：ステップ移動（ステップ数の設定と移動）【機能】設定された軸と移動量（パルス数）でステップ移動します（相対移動）。
（「G：」コマンドは不要です。また、「T：」
コマンドは、「MGO：」コマンドには使用できません。
）
設定範囲

1 回の最大移動量− 99,999,999 〜＋ 99,999,999 パルス

99,999,999 パルス● 移動は高速で移動速度は、「D：」コマンドまたは「SPD」モードでの設定値となります。
● 本コマンドは操作ボックスの「STP」（ステップモード）とは異なり、設定したステップ数は移動後にクリアされます。
（本コマンドでは、移動ごとにステップ数を設定する必要があります。
）【書式】

1） MGO：〈軸名〉〈パルス数〉.......................................................1 軸設定
2） MGO：〈軸名〉〈パルス数〉〈軸名〉〈パルス数〉...................2 軸設定【例】

MGO ：A2000.....................................現在値から A 軸を＋方向に「2,000」パルス移動
MGO ：A3000B － 2000..................現在値から A 軸を＋方向に「3,000」パルス、B 軸を－方向に「2,000」パルス移動【備考】● 移動量に「ゼロ」を指定することができますが、「MGO：」コマンドを実行しても移動はしません。
●「MGO：」コマンドで設定されたステップ数は、操作ボックスで行う「STP モード」には反映されません。
● 他の軸が移動中でも停止している軸に対しては、再移動可能です。移動中の軸に対して設定を行った場合は、エラーとなります。
（コマンドレスポンスが「有り」に設定されている場合、エラーコード「！ 0」を返します。
● 軸名の指定は、「A → B」の順（アルファベット順）で行ってください。逆（B → A）で行うと書式エラーになります。

【関連コマンド】

停止コマンド「L：」98［通信制御編］QT-ADM2/QT-AMH2

P：パラメータの読み書き【機能】

パラメータの設定、およびパラメータの現在設定値を読み込みます。
ここでは、「P：」コマンドでのパラメータ設定について解説します。各パラメータについての詳しい説明や設定値などについては、「10. パラメータ」（P.23）を参照してください。

パラメータ読み込み
パラメータの設定値を読み込みます。

【書式】

P：
〈パラメータ No.〉R【例】① P：08R..................... パラメータ No.08（原点復帰低速速度）の現在設定値を要求② P：51R...................... パラメータ No.51（デリミタ）の現在設定値を要求【返答書式】〈設定値 1〉〈区切文字〉〈設定値 2〉〈区切文字〉（以下くり返し）【返答例】① 00500 , 02000.................. パラメータ No.08（原点復帰低速速度）の現在設定値は、
     1     5     計 11）
A 軸 500ppsB 軸 2,000pps（バイト数         5② 1...............................................パラメータ No.51 の現在設定値は、
「1」
（CR）

（バイト数 1）

注意

● 返答に使用する区切り文字は、「,」（カンマ）のみで、「P」の選択はできません。

パラメータ書き込み
パラメータの設定を行います。

【書式】

1） P：
〈パラメータ No.〉
〈軸名〉
〈設定値〉
〈軸名〉
〈設定値〉
.............................................................各軸毎設定の
パラメータ
2） P：
〈パラメータ No.〉
〈区切文字〉〈設定値 1〉〈区切文字〉〈設定値 2〉（以下くり返し）.........システム
パラメータ（50 番台）【例】

P：08A1000B500.......... パラメータ No.08（原点復帰低速速度）を A 軸 1,000pps、B 軸 500pps に設定
P：51P0............................. パラメータ No.51（デリミタ）を「0」（CR ＋ LF）に設定【備考】● パラメータ No.51 〜 53（通信設定）を変更した場合は、必ず「F：」コマンドを実行し、設定内容をフラッシュ
メモリに書き込んでください。その後、電源再投入、または「RESTA：」コマンドを実行してください。フラッシュ
メモリへの書き込みを行わないと変更（通信設定）が有効になりませんので、ご注意ください。
● 軸名の指定は、「A → B」の順（アルファベット順）で行ってください。逆（B → A）で行うと書式エラーになります。

99

QT-ADM2/QT-AMH2［通信制御編］

Q：ステータス確認【機能】

本体の状態（ステータス）と各軸の現在座標値を確認します。

■返答要求の番号と内容
番号
0
1
2
3
4

内容
座標値とステータスを要求
座標値を要求ステータスを要求
スケールカウント座標値とステータスを要求（QT-AMH2、AT-AMH2-35 専用）※ 1
スケールカウント座標値を要求（QT-AMH2、AT-AMH2-35 専用）※ 1※ 1：番号 3、4 は QT-AMH2、QT-AMH2-35 のみ設定可能で、他の機種では使用できません。

■ステータスステータス記号
D
K
E
H
L
C
T
R

記号の意味
移動中
正常停止状態（移動系コマンド受信可能状態）
非常停止状態
原点復帰エラーで停止状態
ソフトリミットでの停止、およびリミット検出で停止
カウンタオーバーフローで停止（内部カウンタが± 199,999,998 パルスを超えた）
位置決めタイムアウトによる停止（QT-AMH2、QT-AMH2-35 専用）
詳細は、パラメータ No.78 参照 ※ 2
位置決めリトライ数オーバーによる停止（クローズドループ制御時、QT-AMH2、QTAMH2-35 専用）詳細は、パラメータ No.78 参照 ※ 2※ 2：ステータス記号 T と R は、QT-AMH2、QT-AMH2-35 のみ動作し、他の機種では動作しません。

【書式】

1）Q：
〈要求番号〉............................................................. 全軸に対して「要求番号」の項目の状態を要求
2）Q：
〈軸名〉
〈要求番号〉〈軸名〉〈要求番号〉........... 各軸に対して「要求番号」の項目の状態を要求【例】

Q：0................... 全軸の「0」（座標値・ステータス）の項目の状態を要求
Q：A1B2........... A 軸の「1」（各座標値）、B 軸の「2」（ステータス）の状態を要求【返答書式】〈返答値 1〉〈区切文字〉〈返答値 2〉〈区切文字〉（以下くり返し）【返答例】① ＋ 00035000L , － 00003000K...........A 軸の座標値 ＋ 35,000、ステータス「L」（リミット停止）       1              10          計 21）
B 軸の座標値 － 3,000、ステータス「K」（正常停止状態）（バイト数                10       ② ＋ 00025000 , K.......................................A 軸の座標値 ＋ 25,000、B 軸のステータス「K」（正常値）（バイト数                   9          1  1         計 11）

注意● 返送される文字（バイト数）や内容は、要求によって異なります。
● 返答に使用する区切り文字は、「,」（カンマ）のみで、「P」の選択はできません。
● 軸名の指定は、「A → B」の順（アルファベット順）で行ってください。逆（B → A）で行うと書式エラーになります。

100

［通信制御編］QT-ADM2/QT-AMH2

R：座標値設定【機能】

現在座標値（現在位置）を任意の座標値に変更します。
座標値設定範囲＋ 99,999,999 〜－ 99,999,999

【書式】

1）R：
〈軸名〉
〈座標値〉
............................................ 1 軸の設定
2）R：
〈軸名〉
〈座標値〉
〈軸名〉
〈座標値〉
............ 2 軸の設定

【例】

R：A2000......................................A 軸の現在座標値を＋ 2000 に変更（入力時「＋」は省略可）
R：A3000B － 4000...................A 軸の現在座標値を＋ 3000、B 軸の現在座標値を－ 4000 に変更【備考】● 原点復帰を行った場合、座標値は「0」にリセットされます。
● 軸名の指定は、「A → B」の順（アルファベット順）で行ってください。逆（B → A）で行うと書式エラーになります。

101

QT-ADM2/QT-AMH2［通信制御編］

S：ステップ角設定【機能】

モータの 1 ステップあたりの移動角（ステップ角）をフルステップに対する分割数で設定します。設定できるステッ
プ角は次のとおりです。
設定番号

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

QT-AMH2 分割数

1

2

2.5

4

5

8

10

20

25

40

50

80 100 125 200 250

QT-ADM2 分割数

12（設定不可）

設定番号は必ず 2 桁で入力してください。

【書式】

1） S：
〈軸名〉
〈設定番号〉.............................................1 軸の設定
2） S：
〈軸名〉
〈設定番号〉〈軸名〉〈設定番号〉.........2 軸の設定
3） S：R.............................................................................現在設定の要求（2 軸）【例】

S： A01............................. A 軸を「01」（1/2）に設定
S： A02B07..................... A 軸を「02」（1/2.5）、B 軸を「20」（1/20）に設定【「S：R」コマンドでの送信書式と返答例】【送信書式】

S：R ※全軸一括での要求のみ【返答書式】〈A 軸の設定番号〉〈区切文字〉〈B 軸の設定番号〉● 2 軸のみで軸設定はできません。

【返答例】

00,15......................................... A 軸：00（1/1）
、B 軸：15（1/250）※上記は QT-AMH2 の 2 軸分の返答例です。

【備考】● 本コマンドの設定値はメモリ書き込み操作後保存され、電源再投入後も有効となります。
● 軸名の設定は、「A → B」の順（アルファベット順）で行ってください。逆（B → A）で行うと書式エラーになります。

注意● モータの動作中には、本コマンドは使用できません。

102

［通信制御編］QT-ADM2/QT-AMH2

T：外部機器からのスタート信号入力待ち【機能】● アイソレーションインターフェース（QT-AT）の 5 番端子（＝ A 軸）
、9 番端子（＝ B 軸）に接続された外部機器からの「スタート信号」の入力を待ちます。
「スタート信号」が入力されると、本コマンド直前にセットした移動コマンド（
「A：」
、
「B：」
、
「M：」
、
「J：」
、
「V：」の各コマンド）を実行します。
● 本コマンドは、移動コマンドの「G：」コマンドに相当する動作をします。
● 実行には、必ず本コマンドの前に「A：」
、
「B：」
、
「M：」
、
「J：」
、
「V：」のいずれかのコマンドが実行されていることが条件となります。
● 本コマンドによる移動開始は、1 回限りとし、再度移動するには、
「A：」
、
「B：」
、
「M：」
、
「J：」
、
「V：」のいず
れかのコマンドと「T：」コマンドをペアで再入力する必要があります。
「T：」コマンドのみを連続実行しても同じ移動を繰返すことはできません。
● 補間移動「B：」、「V：」がセットされている場合の移動開始は、「T：」のみとし、「T：AB」や「T：A」や「T：B」のような場合、書式エラーとなります。

【例】①

A：A100....................... A 軸に「100」の移動先座標値をセット
T：A.............................. QT-AT の端子台 5 番端子（＝ A 軸）にスタート信号が入力されると移動を開始②

A：A100B200............ A 軸に「100」、B 軸に「200」の移動先座標値を同時にセット
T：AB
QT-AT の端子台 5 番端子（＝ A 軸）と 9 番端子（＝ B 軸）にスタート信号が入力されるとそれぞれの軸が移動を開始③

A：A1000B2000....... A 軸に「1000」、B 軸に「2000」の移動先座標値を同時にセット
T：
QT-AT の端子台 5 番端子（＝ A 軸）と 9 番端子（＝ B 軸）にスタート信号が入力されるとそれぞれの軸が移動を開始④

B：A123B456............ A 軸に「123」、B 軸に「456」の直線補間座標値をセット
T：................................. A 軸または、B 軸のいずれかの端子にスタート信号が入力されると直線補間移動を開始● 即移動開始コマンド「AGO：」、「BGO：」、「JGO：」、「MGO：」、「VGO：」、「H：」には、本コマンドは使用できません。
● スタート信号入力により移動が開始された時点で、本コマンドは完了となります。
● 補間移動セットコマンドには、「T：」のみを有効とし、軸名を指定する「T：AB」などの実行は、エラーとなります。

【書式】

その他については「G：」コマンドに準拠します。

103

QT-ADM2/QT-AMH2［通信制御編］

V：円弧補間移動（円弧補間移動の条件設定）※ QT-AMH2、QT-AMH2-35 専用【機能】● 移動先座標と回転中心座標と回転方向を指定し、円弧補間移動セットを行います。
● 移動軸、移動先座標、回転中心の指定は、必ず 2 軸分を同時指定し、1 軸のみの指定や 3 軸以上の指定は軸指定
エラー（!3）となります。
● 移動開始には、「G：」または、「T：」コマンドを使用します。
● 移動開始は、
「G：」
（または、
「T：」
）のみで行い、「G：AB」、「G：A」、「G：B」は、エラーとなります。
● 移動開始後、補間移動を中断し停止する場合は、「L：」とし、「L：AB」、「L：A」、「L：B」は、エラーとなります。
● 円弧補間移動や、その他の移動により移動中の軸が存在する場合、本コマンドは実行できません。
（実行した場合、移動中エラー（!0）となり、本コマンドは無効となります。
）● 本コマンドによる円弧補間移動中は、他の停止中の軸に対して、円弧補間移動コマンドを含むすべての移動コマン
ドは実行できません。
● 補間移動の速度は、A 軸の移動速度を基準に自動的に設定されます。A 軸の移動速度は「D：」（または、「D01：」）
コマンドで設定された速度になります。
● 円弧補間移動中の加減速時間、移動速度を設定することはできません。
（自動設定されます。
）
座標値設定範囲＋ 99,999,999 〜− 99,999,999

最大回転角度

360°

1 回の最大移動量± 199,999,998 パルス【書式】

V：〈軸名①〉（移動先座標①〉〈軸名②〉〈移動先座標②〉〈軸名①〉〈円弧中心座標①〉〈軸名②〉〈円弧中心座標②〉〈回転方向符号〉
回転方向の定義

回転方向符号

回転中心から見た回転方向−

CCW（反時計回り）＋

CW（時計回り）※「＋」符号省略は不可【例】

V：A10000B8000A1500B2300 −..................... 移動先座標値：A=10000, B=8000
円弧中心座標値：A=1500, B=2300
回転方向：反時計回り【注意】

移動先座標値が、円弧軌跡上に乗らない場合以下の動きとなります。
B

B
移動終了位置(5000,9000)(0,9000)
移動終了位置(5000,5000)r

VGO:A5000B5000A0B0−

中心
(0,0)

回転方向
CCW
A

目標位置が開始位置と同じ円周上に無い場合(5000,5000)

VGO:A5000B9000A0B0−r

目標位置が開始位置と同じ円周上にある場合

中心
(0,0)

回転方向
CCW
A

r

r
移動開始位置(5000,-5000)

移動開始位置(5000,-5000)

104

［通信制御編］QT-ADM2/QT-AMH2

VGO：円弧補間移動（円弧補間移動の条件設定と移動）※ QT-AMH2、QT-AMH2-35 専用【機能】● 移動先座標と回転中心座標と回転方向を指定し、円弧補間移動を行います。
● 移動軸、移動先座標、回転中心の指定は、必ず 2 軸分を同時指定し、1 軸のみの指定や 3 軸以上の指定は軸指定
エラー（!3）となります。
● 移動開始の「G：」または「T：」コマンドは不要。本コマンド入力後、すぐに移動を開始します。
● 移動開始後、補間移動を中断し停止する場合は、「L：」とし、「L：AB」、「L：A」、「L：B」は、エラーとなります。
● 円弧補間移動や、その他の移動により移動中の軸が存在する場合、本コマンドは実行できません。
（実行した場合、移動中エラー（!0）となり、本コマンドは無効となります。
）● 本コマンドによる円弧補間移動中は、他の停止中の軸に対して、円弧補間移動コマンドを含むすべての移動コマン
ドは実行できません。
● 補間移動の速度は、A 軸の移動速度を基準に自動的に設定されます。A 軸の移動速度は「D：」（または、「D01：」）
コマンドで設定された速度になります。
● 円弧補間移動中の加減速時間、移動速度を設定することはできません。
（自動設定されます。
）
座標値設定範囲＋ 99,999,999 〜− 99,999,999

最大回転角度

360°

1 回の最大移動量± 199,999,998 パルス【書式】

V：〈軸名①〉（移動先座標①〉〈軸名②〉〈移動先座標②〉〈軸名①〉〈円弧中心座標①〉〈軸名②〉〈円弧中心座標②〉〈回転方向符号〉
回転方向の定義

回転方向符号

回転中心から見た回転方向−

CCW（反時計回り）＋

CW（時計回り）※「＋」符号省略は不可【例】

V：A10000B8000A1500B2300 −..................... 移動先座標値：A=10000, B=8000
円弧中心座標値：A=1500, B=2300
回転方向：反時計回り【注意】

移動先座標値が、円弧軌跡上に乗らない場合以下の動きとなります。
B

B
移動終了位置(5000,9000)(0,9000)
移動終了位置(5000,5000)r

VGO:A5000B5000A0B0−

中心
(0,0)

回転方向
CCW
A

目標位置が開始位置と同じ円周上に無い場合(5000,5000)

VGO:A5000B9000A0B0−r

目標位置が開始位置と同じ円周上にある場合

中心
(0,0)

回転方向
CCW
A

r

r
移動開始位置(5000,-5000)

移動開始位置(5000,-5000)

105

QT-ADM2/QT-AMH2［通信制御編］

W：ウエイト【機能】

設定した単位時間分休止します。
設定範囲：0 〜 100（1 単位時間＝ 100ms）

【書式】

W：
〈単位時間〉【例】

W：10..................1 秒間休止する
W：100...............10 秒間休止する

X ：コマンドレスポンスの切り換え【機能】

通信制御のレスポンス（有り／無し）のモード切り換えと確認を行います。
「レスポンス有り」に設定されている場合は、ホストコンピュータよりコマンドを受け取るたびにレスポンスとして「アクノリッジ」、または「エラーコード」をホストコンピュータに返します。
設定値

機能

0

レスポンス無し

R

レスポンスモードの設定値要求

1

レスポンス有り【書式】

1） X：0..................... レスポンス無しに設定
2） X：1..................... レスポンス有りに設定
3） X：R.................... レスポンスモードの現在設定値要求【返答書式】

0................................... レスポンスモードの現在設定値は「0」（無し）
1................................... レスポンスモードの現在設定値は「1」
（有り）

【備考】

エラーコードについては、「33. エラーコード」（P.111）を参照してください。

106

［通信制御編］QT-ADM2/QT-AMH2

Y：汎用入力端子状態確認【機能】

汎用入力端子の信号入力状態の確認を行います。
ポート入力 ON のとき「1」（＝ Lo）を、OFF のとき「0」（＝ H〔i OPEN〕）を返します。

【書式】

Y： ......................汎用入力端子の信号入力状態の要求【返答例】

0110.....................先頭から「IN4=0」（OFF）、「IN3=1」（ON）、「IN2=0」（ON）、「IN1=1」（OFF）注意● 本コマンドを使用するには、別売の QT-AT（アイソレーションインターフェース）が必要です。
● QT-AK および QT-AJ による移動操作中は、本コマンドによる入力端子状態確認はできません。移動操作中に本コマンドを送ると動作エラー（!0）となります。本コマンドは通信制御中にのみ使用可能です。

107

QT-ADM2/QT-AMH2［通信制御編］&：移動コマンド連結【機能】● 移動コマンドと次の移動コマンドの間に記述することで、2 つの移動コマンドを連結し順次実行することができます。
● 本コマンドにより、次の移動コマンド実行を待つために行う「Q：」コマンドによるステータス確認が不要となります。
ただし、
「G：」
（または「T：」）コマンド実行後、連結したコマンドがすべて終了したとの判断には、「Q：」コマンドによる確認が必要です。
● 移動コマンドと次の移動コマンドの間にでは、
一時停止状態となります( 停止せず連続移動することはできません )。
● 移動設定コマンド「A：」
、
「B：」
、
「M：」
、
「V：」に続き、「&：」コマンドを実行します。
●「A：」
、
「B：」
、
「M：」
、
「V：」以外のコマンド（「AGO：」、「BGO：」、「MGO：」、「VGO：」
、
「H：」
、
「J：」
、
「JGO：」には、本コマンドを使用できません。
● 移動コマンドの連結は、1 軸の移動指定コマンドにのみ使用できます。2 軸同時移動指定コマンドには使用できません。ただし、「B：」、「V：」の補間移動には使用可能です。

【例】①

A：コマンドと B：コマンドの連結例
A：A2000&：
B：A10000B2000
G：② A：コマンドと M：コマンドの連結例
A：A2000&：
M：B2000
G：③ A：コマンドと A：コマンドの連結例
A：A2000&：
A：A − 2000
G：
④ A：コマンドと V：コマンドの連結例
A：A2000&：
V：A2000B0A0B0 ＋
G：

注意● 移動速度は、1 軸移動コマンドで指定した軸で設定されている速度で移動し、直線補間、円弧補間については補間移動時の速度で移動します。
● 移動開始には、「G：」または「T：」コマンドで行い、これらコマンドが実行された時点で、本コマンドを終了します。
● 本コマンドが有効になるためには、最低 2 つの移動コマンドを必要とします。
● 本コマンドの使用回数は、最大で 9 回です。
（最大 10 個の移動コマンドを連結できます。
）● 移動開始後、移動を中断する場合は、「L：」コマンドを使用してください。
（「L：AB」、「L：A」、「L：B」は、エラーとなります。
● 結合したコマンド毎に移動→停止→移動となり、停止することなく連続移動させることはできません。

108

［通信制御編］QT-ADM2/QT-AMH2？：バージョン表示・エコーバック【機能】

QT-ADM2/QT-AMH2 本体のシステムバージョンの表示とエコーバック機能を使用して往復通信回線チェックを行
います。

【書式】

1）？：..............................................................システムバージョンの表示
2）？：〈エコーバックさせる文字〉...............エコーバックさせる文字を入力【例】？：QTAXXTEST........... エコーバックさせる文字「QTAXXTEST」を送信   ↑
1 〜 64 文字以内で ASCII 20h（スペース）〜 7Eh（チルダ）までのキャラクタ（96 種類）（例：ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz,.0123456789）【返答形式】

1） システムバージョン表示の例
106...............................システムバージョン（Ver.106）

   （バイト数    3 ）2） エコーバック例
QTAXXTEST..............エコーバックで返ってきた文字【備考】

エコーバック（echo back）について
コンピュータ通信用語。コンピュータなどから送り出した文字が相手側の機器（コンピュータ、通信ソフト、モデムなど）から、
再び端末側（通信側）に送り返される機能。これにより、コンピュータから送り出した文字が正しく伝わったかどうかを確認することができます。

＃：注釈
【機能】

プログラム中のコメント用にユーザーが自由に使用できます。使用できる文字は次のとおりです。
0 〜 64 文字以内で ASCII 20h（スペース）〜 7Eh（チルダ）までの文字（96 種類）（例：ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz,.0123456789）

【書式】

1） ＃：
〈文字〉

【例】

＃：QT-AXX No Chusyaku................注釈

QT-ADM2/QT-AMH2 は本コマンドを受け取ると非実行コマンドとして処理し、動作は何も行わずエラーとなることもありません。

109

QT-ADM2/QT-AMH2［通信制御編］

RESET：システムリセット【機能】

QT-ADM2/QT-AMH2 本体のすべてのメモリをクリアして、初期状態に戻します。

注意● パラメータ設定も初期値に戻ります。したがって、RS-232C の通信設定も初期化されますので、今まで行っていた通信ができなくなる場合があります。必要に応じて、現在のパラメータ設定値をメモに残すなどしてください。
● 本コマンドはステージ移動中は実行できません。
● 本コマンドを実行してもドライバの Z 相はリセットされません。原点復帰モードで「Z 相を使用するモード」が選択されている場合は、必ず原点復帰を行ってください。
● 本コマンドを実行しても、LAN インターフェースの設定はリセットされません。

【書式】

1） RESET：................... システムリセット実行

RESTA：リスタート【機能】

QT-ADM2/QT-AMH2 本体の主電源再投入と同じ状態にします。現在のメモリ内容には影響しません。

注意● 本コマンドはステージ移動中は実行できません。
● 本コマンドを実行してもドライバの Z 相はリセットされません。原点復帰モードで「Z 相を使用するモード」が選択されている場合は、必ず原点復帰を行ってください。

【書式】

1） RESTA：................... 本体のリスタート実行

110

［通信制御編］QT-ADM2/QT-AMH2

33 エラーコード
ホストコンピュータからのコマンドを受け取った際に、何らかの異常で命令を実行できないときには、エラーを返します。
（「レスポンス有り」の場合）
エラーの返りデータは ASCII 文字の「！」（21h）と数字 1 桁のエラーコードです。
書式

機能

原因

！0

動作中

！1

コマンド文法エラー

コマンドの書式に間違いがあった・軸設定間違い・モード指定エラー

未使用の軸または設定不可能な軸名を設定した場合。または、処理不能なプログラムを実行した

停止命令設定エラー

停止中のモータに対して非常停止以外の停止コマンドを送った

！2

！3
！4
！5

・設定範囲エラー・書き込み禁止エラー

文字数のオーバー

動作中のモータに対して移動系のコマンドを送信した、または内部プログラ
ムやティーチング実行中、操作ボックスでの設定中にコマンドを実行した
座標値または、設定値が設定範囲を超えた、または書き替え、読み出しが禁止されているパラメータに対し、書き替えや読み出しを行った

デリミタを受信するまでの文字数が規定数を超えた！6

リミット検出

スタート時すでにリミットに入っている

！8

・通信異常
・ドライバ異常通信ラインの異常、またはドライバ回路の異常！7！9

非常停止検出その他のエラー

非常停止した軸に対して非常停止解除関連以外のコマンドを送った

上記！ 0 〜 8 に該当しないエラー

111

QT-ADM2/QT-AMH2［通信制御編］

112

Section 4
付録
●関連情報

●保証と修理QT-ADM2/QT-AMH2［付録］34 センサ入力回路
1. 当社ステージの回路
QT-ADM2/QT-AMH2 内部等価回路＋5V

当社製ステージのセンサ等価回路
6番

SVcc

フォトカプラ

センサVcc

680Ω
OUT

※1

GND

センサ入力
※2

680Ω

センサGND※1 QT-ADM2/QT-AMH2は、7番（8,10,11）CW（CCW、原点、原点前）
QT-ADM2-35/QT-AMH2-35は、7番（9,10,15）原点（CCW、CW、原点前）※2 QT-ADM2/QT-AMH2は、9番
QT-ADM2-35/QT-AMH2-35は、8番

2. その他の回路の場合
QT-ADM2/QT-AMH2 内部等価回路＋5V

マイクロスイッチなどを使用する場合不要

6番

フォトカプラ

センサVcc

680Ω
OUT

※1

GND

センサ入力
※2

680Ω

センサGND※1 QT-ADM2/QT-AMH2は、7番（8,10,11）CW（CCW、原点、原点前）
QT-ADM2-35/QT-AMH2-35は、7番（9,10,15）原点（CCW、CW、原点前）※2 QT-ADM2/QT-AMH2は、9番
QT-ADM2-35/QT-AMH2-35は、8番

3. ステージ接続ケーブルの長さ

QT-ADM2/QT-AMH2 とステージを接続するケーブルは、下記の長さ以内で使用してください。
ステージ接続ケーブル最大長：3m

注意

ケーブル長を 3m 以上にした場合、移動停止後の停止位置に誤差が生じます。当社では、このような使用状態での精度保証はできませんのでご了承ください。
114

［付録］QT-ADM2/QT-AMH2

35 PLC を使用した汎用入出力端子の使用例
別売の QT-AT（アイソレーションインターフェース）の汎用入出力端子をインターフェイスに用いて、PLC（
Programmable Logic Controller ）等の外部機器からプログラム運転を行うことができます。

注意

コントローラの I/O（QT-AT 接続コネクタ）に外部機器を直接接続することはできません。必ず QT-AT を介して外部機器を接続してください。

35.1 手順
1 PLC 等の外部機器と汎用入出力端子の電気的な接続を行います。
外部機器との接続や汎用入出力回路については、QT-AT の取扱説明書を参照してください。
2 プログラムを QT コントローラに記憶します。このプログラムと他のプログラムと区別する必要がある場合、このプログラムをダウンロード型プログラムと呼びます。
プログラムは、操作部のプログラムキーを使用して入力する方法と、付属のプログラムエディタ（QT-EDIT）で作成したものをダウンロードする方法があります。
プログラムは 01 〜 15 チャンネルの 15 個記憶でき、1 チャンネルに、100 ステップの命令が入力できます。
プログラミングについての詳細は、
操作ボックス編「23. PRG モード」
（P.70）」および、「QT-EDIT」取扱説明書（別冊）をご覧ください。
3 PLC 等の外部機器から汎用入力端子に信号を送り、内部プログラムの選択、実行、終了を行います。

35.2 プログラムの選択、実行、終了について
1. プログラムの選択

汎用入力端子に信号を入力して実行するプログラムのチャンネル番号を指定します。汎用入力端子とチャンネル番
号の対応は、以下のとおりです。
プログラム
チャンネル

QT-AT の端子番号

15

16

17

18

信号名

C1

C2

C3

C4

CH01

L

H

H

H

－

H

H

CH02

H

CH04

H

H

CH06

H

L

CH08

H

H

H

CH10

H

L

H

CH12

H

H

CH14

H

L

CH03
CH05

CH07

CH09
CH11

CH13
CH15

L
L
L
L
L
L
L

L

H

L

H
L

H
L

H
L

H
H
L
L
L
L

H
H
L
L
L
L

H

備考
使用不可

H
H
H
H
H
H
L
L
L
L
L
L
L
L

H と L の状態説明
H：入力端子（C1 〜 C4）を電圧レベルで Hi〔開放状態（OPEN）または電源電圧と同じ〕にすると、入力部のフォトカプラが消え、非通電（OFF）になります。
115

QT-ADM2/QT-AMH2［付録］

L：入力端子（C1 〜 C4）を電圧レベルで Lo〔GND と短絡状態〕にすると、入力部フォトカプラが光り、通電（ON）になります。
C1 〜 C4 および、IN STROBE 端子と外部電源の GND 間をショートすることで ON となり、信号を伝達します。

2. プログラムの実行、中止● 汎用入力端子に信号を加えた（プログラムを指定した）状態で、IN STROBE 端子を ON（GND 間とショート）にすると、プログラムチャンネルが確定され、プログラムの実行を開始します。
● プログラム実行中は、OUT STROBE 端子が ON になります。出力部のトランジスタがショート状態になり、プルアップしてあれば、電圧レベルが Lo になります。プログラム未実行時はオープン状態で、プルアップしてあれば、電圧レベルが Hi になっています。
● IN STROBE 端子は、プログラム終了まで状態を保持してください。IN 端子は、プログラム開始後は必ずしも状態を保持する必要はありません。
● プログラム実行中に IN STROBE 端子を OFF（電圧レベルで Hi）すると、プログラムの実行を中止し、途中終了します。ステージの移動も中断します（減速停止）。このとき OUT STROBE 端子が、OFF（電圧レベルで Hi）になります。ただし、ステージ停止後。再び、IN STROBE 端子を ON（電圧レベルで Lo）にすると、プログラ
ムを先頭から実行します。途中再開はできません。

3. プログラムの終了、異常時の終了

プログラムが正常に終了すると、OUT STROBE 端子が、OFF（OPEN）になります。
プログラム実行中、ステージリミットを検出する等の異常が発生した場合、プログラムの実行を中止し、すべてのス
テージの移動を中断し（減速停止）、終了します。この際も OUT STROBE 端子が、ステージ停止後、OFF（電圧レベルで Hi）になります。

116

［付録］QT-ADM2/QT-AMH2

35.3 プログラムの選択、実行、終了のタイミングチャート
CH1 選択CH3 選択CH7 選択CH15 選択状態
C1

OFF
ON

C2

OFF
ON

C3

OFF
ON

C4

OFF
ON

IN
STROBEOFFON

OUT
STROBEOFF
ON

QT-ATへの入力
信号

QT-ADM2/
QT-AMH2からの出力信号CH14 選択状態

移動中の場合は移動速度で設定した加減速時間分（最大1秒）が加算される

A

A
d
B

プログラム
実行状況

D

B

C
プログラム
実行開始

CH15 プログラム
実行中 通常終了

プログラム
実行開始

プログラム
中断指示

通常のプログラム
終了位置

CH14 実行中
通常終了

記号
A

B

C
D

項目

時間

最小セットアップ時間

100ms

プログラム開始遅延時間

150ms

プログラム完了遅延時間20ms

全軸停止時のプログラム中
止遅延時間

150ms

（C1 〜 C4 － IN STROBE）（IN STROBE － OUT STROBE）（プログラム完了 － OUT STROBE）

内容

プログラム CH 選択後、プログラム開始信号（IN
STROBE 信号 ON）が受付可能となるまでの時間※1

開始信号（IN STROBE 信号）が ON になってからプログラムが開始されるまでの遅延時間（参考値）※2
プログラムが完了してからの OUTSTROBE 信号が出力されるまでの遅延時間（参考値） ※ 2（プログラム中止 － OUT STROBE）

d

移動中の軸がある時のプログラム中止遅延時間（プログラム中止 － OUT STROBE）

中断の例

30ms 〜約 1 秒

全軸停止中に IN STROBE を強制的に OFF した場
合に OUT STROBE 信号が出力されるまでの遅延
時間（参考値） ※ 2

移動中の軸がある時に、IN STROBE を強制的に（30ms ＋加減速時間） OFF した時の OUT STROBE 信号が出力されるま※3での遅延時間（参考値）※ 1： C1 〜 C4 端子でプログラム CH 選択後、最低 100ms 以上経過してから IN STROBE 端子を ON にしてください。100ms 未満では、正しくプログラム CH が選択できない場合や、正常にプログラムを開始できない場
合があります。
※ 2： コントローラ内部の処理時間の論理値です。プログラムの記述方法やコマンドの種類により変化しますので
OUT STROBE 出力までの時間は正確に測定できません。あくまでも参考値ですので、数値より十分マージンを取ってご使用ください。
※ 3： 移動中にプログラムを中断した時点から停止処理に入るため、停止するまで最大で 30ms ＋加減速分の時間を要します。強制的にプログラムを中断しても即停止にはなりません。

117

QT-ADM2/QT-AMH2［付録］35.4 汎用出力端子の説明
QT-AT（アイソレーションインターフェース）の汎用出力端子の制御は、「C：」コマンドで行います。
「C：」コマンドは、プログラムおよび、通信（制御）で使用できます。
ここでは、外部機器とインターフェイスをとることを想定した「C：」コマンドと出力端子の関係を説明します。
「C：」コマンドの書式については、「C：汎用出力端子制御」（P.90）および、「通信制御編」（P.77 〜）をご覧ください。

1. PLC 等の外部機器と汎用出力端子（I/O コネクタ）の電気的な接続を行います。

外部機器との接続や汎用入出力回路については、QT-AT の取扱説明書を参照してください。

2. 出力制御
ON（GND 間とショート）「C：」コマンドで対応する端子を「1」にすると、その OUT 端子がオンし、ショート状態になります。プルアップされていると Lo レベル（GND）になります。
OFF（GND 間とオープン）「C：」コマンドで対応する端子を「0」にすると、その OUT 端子がオフし、オープン状態になります。プルアップ
されていると Hi レベル（電源電圧）になります。
例：「C：0001」を送ると、OUT1 端子が、Lo レベル（ショート）になります。OUT2, 3, 4 は、Hi レベル（オープン）になります。
端子配列については、QT-AT の取扱説明書を参照してください。

3. Lo レベル、Hi レベルの出力タイミング（コマンド処理時間）

Lo レベル処理時間（「C：」コマンドの「1」を受け取ってから OUT 端子が Lo になるまでに要する時間）および、
Hi レベル処理時間（「C：」コマンドの「0」を受け取ってから OUT 端子が Hi になるまでに要する時間）は、以下のとおりです。
● D ／ L 型プログラム中での処理時間は、3ms です。
● 通信制御では、この 3ms にデータ通信時間を加算したものが PC 側から見た処理時間になります。従って通信制
御での処理時間は通信条件によって異なります。

注意

この処理時間は、QT-ADM2/QT-AMH2 の内部処理速度より求めた理論値です。処理時間は、指定軸や制御軸の数や状態、モード等によって変化するため正確に測定することはできません。
数値はおおよその参考値とご理解ください。ご利用にあたっては、十分なマージンを取ってご使用ください。

118

［付録］QT-ADM2/QT-AMH2

36 コネクタ仕様■ QT-ADM2/QT-AMH2（0.75A/ 相モータ搭載）ステージ接続コネクタ（モータ駆動出力コネクタ）
オムロン製 XM4L-1542-112 相当品（小型 D-sub 15 ピン メス）
5 （メス） 1
61015

ピン No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

11

内容
モータ B 相（青）モータ D 相（赤）モータ A 相（橙）モータ C 相（緑）モータ E 相（黒）センサ用電源（＋ 5V）（＋）CW リミット（－）CCW リミット
センサ用コモン（GND）
原点
原点前
N.C
電磁ブレーキ制御
電磁ブレーキ制御
保安用フレームグランド

入出力方向
出力
出力
出力
出力
出力
出力
入力
入力
ー
入力
入力
ー
ー
ー
ー

● 本コネクタに接続するステージは当社製でコント
ローラに対応したステージで動作を保証しています。当社製ステージ以外のステージや当社製であっても対応機種以外のステージを接続した場合には動作の保証はできません。
● センサ用電源（＋ 5V）は、ステージセンサ専用の電源です。この電源を他の目的に使用するとス
テージセンサ誤動作の原因となることがあります。
● モータ出力の（ ）内の色は、当社製ステージに使用しているモータ線の色です。
● 13、14 番ピンは、当社独自の電磁ブレーキ制御に使用しています。これ以外の目的に使用することはできません。
● QT-ADM2/QT-AMH2 に、電磁ブレーキ付ステー
ジを直接接続しても、電磁ブレーキは動作しません。電磁ブレーキ付ステージを接続する場合には、
必ず QT-BK（別売）を併用してください。
● QT-ADM2/QT-AMH2 に使用できるステージは、
当社製 0.75A/ 相ステージのみとなります。

■ QT-ADM2/QT-AMH2-35（0.35A/ 相モータ搭載）ステージ接続コネクタ（モータ駆動出力コネクタ）
オムロン製 XM4K-1542-112 相当品（小型 D-sub 15 ピン オス）
1 （オス）

5

6

11
11

ピン No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

15

内容
モータ E 相（黒）モータ C 相（緑）モータ A 相（橙）モータ D 相（赤）モータ B 相（青）センサ用電源（＋ 5V）
原点
センサ用コモン（GND）（－）CCW リミット（＋）CW リミット
保安用フレームグランド
保守用
保守用
N.C
原点前

入出力方向
出力
出力
出力
出力
出力
出力
入力
ー
入力
入力
ー
ー
ー
ー
入力

119

● 本コネクタに接続するステージは当社製でコント
ローラに対応したステージで動作を保証しています。当社製ステージ以外のステージや当社製であっても対応機種以外のステージを接続した場合には動作の保証はできません。
● センサ用電源（＋ 5V）は、ステージセンサ専用の電源です。この電源を他の目的に使用するとス
テージセンサ誤動作の原因となることがあります。
● モータ出力の（ ）内の色は、当社製ステージに使用しているモータ線の色です。
● 12、13 番ピンは、保守用に使用しています。このピンへの配線は行わないでください。
● QT-ADM2-35/QT-AMH2-35 には、電磁ブレーキ制
御機能はありません（QT-BK は使用できません）。
● QT-ADM2-35/QT-AMH2-35 に 使 用 で き る ス
テージは、当社製 0.35A/ 相ステージのみとなります。

QT-ADM2/QT-AMH2［付録］37 安全上の定期点検
本製品を安全に使用するため、以下の項目を定期的に点検してください。

注意

点検を行うときは本体の電源を「OFF」して、電源プラグをコンセントから抜いてください。
電源を「ON」にして行う必要のある項目は、感電などに十分注意してください。
点検する箇所

点検内容

コネクタ、端子

緩み、曲がり、破損はないか

本体、操作ボックス

異音、異臭、発煙や異常な発熱
はないか

本体

放熱用スリットがほこりや他の物で塞がれていないか

各ケーブル

折れ、キズ、切断はないか

ケースに緩みはないか

注意

異常の場合の処置

異常が認められた場合、新しいケーブルへの交換が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

緩んでいる場合はしっかりと差し込み固定してください。曲がりや破損の場合は、交換が必要です。
お買い上げの販売店にご相談ください。

異常を感じたときはすぐに使用を中止し、電源プ
ラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売
店にご相談ください。
定的に清掃してください。

ネジが緩んでいるときは締めなおしてください。

コントローラ本体やコントローラに接続された各機器からの異音、異臭、発煙、発熱などの異常を感じたときは、火災、火傷、感電などの恐れがありますので、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買
い上げの販売店にご相談ください。

120

［付録］QT-ADM2/QT-AMH2

38 保証と修理／その他
1. 保証と修理■ 保証について保証期間中に万一故障した場合は、下記の当社規定に基づき無償修理致します。

■ 無償保証規定
保証期間 工場出荷時より一年間（1）取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で故障した場合は、無償修理致します。
（2）この保証期間は日本国内においてのみ有効です。輸出された製品については、保証対象外となります。
（3）保証期間内でも次の様な場合には、有償となり、場合によっては修理をお断りすることがあります。
・ 使用上の誤り、または不当な修理や改造によるもの
・ お買上げ後の落下などによる故障および損傷
・ 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
・ 事前に当社が保証範囲外と定めている場合
・ フラッシュメモリの交換
・ 本取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合■ 保証期間中の修理● お買い上げの販売店・商社までご連絡ください。

■ 保証期間が過ぎてしまった場合の修理● 保証期間が過ぎてしまった場合でも、お買い上げの販売店・商社にご相談ください。故障の状態により有償にて修理致します。
● 補修用のほとんどの部品は、製造打ち切り後から最低 6 年間は在庫致します。この期間を経過した後の修理については、修理をお受けできない場合があります。また、部品の配給メーカーの都合により、この条件に満たない場合もありますので、予めご了承ください。

2. 保守について■ パラメータ、プログラム保存用フラッシュメモリについて

QT-ADM2/QT-AMH2 は、
パラメータやプログラムの保存にフラッシュメモリを使用しております。通常、フラッシュメモリの書き替え回数は、10 万回となっております。これを越える書き替えを行った場合、書き替えができなくなるなどの不具合が発生することがあります。このような場合は、フラッシュメモリの交換が必要です。フラッシュメ
モリの交換は当社にて有償で承りますので、お買い上げの販売店へご依頼ください。

■ お手入れ● 本体や操作部の汚れは、柔らかい布に薄めた中性洗剤を湿らせ良くしぼってふいてください。

3. 環境上のお願い■ ご使用にならないときは本製品やホストコンピュータをご使用にならないときは、必ず電源切ってください。また、長時間使用しないときは、
電源プラグをコンセントから外してください。

■ 製品、付属品、梱包材の処分について

本体、操作ボックス、ケーブル類を廃棄するときは、不燃物（産業廃棄物）として処分してください。また、本製品が入っていた箱、緩衝材、ビニール袋などは、各居住区で定められた方法で処分してください。

121

QT-ADM2/QT-AMH2［付録］

索引
数字

T

1 パルス送り........................................................................... 60

TST モード.............................................................................. 65A

いABS モード............................................................................. 64

移動速度の切替...................................................................... 61

ANG モード............................................................................ 69

D

移動補正................................................................................... 37
移動モード時の操作と設定................................................. 61

え

DipSW

Dip SW の機能................................................................ 21

エコーバック...................................................... 22, 66, 109

DipSW の設定.................................................................. 21

エラーコード....................................................................... 111

通信回線チェック............................................................ 22
通信設定............................................................................ 22

か非常停止入力端子切替................................................... 22

各部の名称と働き.................................................................. 12

リミットセンサ論理....................................................... 21

Gけ
現在座標値の変更.................................................................. 61

GP-IB........................................................................................ 79

原点復帰................................................................................... 76

GP-IB アドレスの設定.......................................................... 33

原点復帰（Home）................................................................. 93

H

原点復帰動作.......................................................................... 40

Home（原点復帰）................................................................ 76J

原点復帰エラー...................................................................... 76
原点復帰範囲についての補足説明..................................... 28
原点復帰モード「0」または「1」.............................................................. 42.............................................................. 43「2」または「3」JOG モード............................................................................. 59「4」または「5」.............................................................. 44

L「8」...................................................................................... 52「9」...................................................................................... 54

LAN........................................................................................... 78

こP
PRG モード............................................................................. 70

ご使用までの手順.....................................................................6

EDT：ティーチングデータの編集.............................. 74

コマンド................................................................................... 86

RUN：プログラムの実行.............................................. 71

コマンドの書式...................................................................... 83

PRM モード............................................................................ 67

ゴム足....................................................................................... 19Q

し

DEL：プログラムの削除............................................... 75

コネクタ仕様....................................................................... 119

PRG モードの選択.......................................................... 70

コマンド一覧.......................................................................... 84

TCH：ティーチングの記憶.......................................... 73

コマンドレスポンス.............................................................. 81

QT-AK のモード遷移............................................................ 57

システム概要と主な仕様.........................................................7

R

ジョグ送り

ジョイスティックタイプ（QT-AJ）の操作..................... 56
高速ジョグ送り................................................................ 59

RS-232C................................................................................. 80

低速ジョグ送り................................................................ 59

RS-232C コネクタ結線....................................................... 80
RS-232C 通信設定............................................................... 33

S

す
スケールによる移動補正...................................................... 38

SPD モード............................................................................. 68
STP（ステップ送りモード）............................................... 62

ステージ接続コネクタ....................................................... 119

ステップ角............................................................................... 69122

［付録］QT-ADM2/QT-AMH2

ステップ角設定................................................................... 102

ひせ非常停止機能.......................................................................... 15

性能仕様......................................................................................8
QT-ADM2（QT-ADM2-35）..........................................8

QT-AJ................................................................................. 10
QT-AK................................................................................ 10
QT-AMH2（QT-AMH2-35）..........................................9接続

QT-ADM2/QT-ADM2-35............................................ 17

QT-AMH2/QT-AMH2-35............................................ 16

QT-BK................................................................................ 18

設置........................................................................................... 19
設置用取付穴.......................................................................... 20

センサ入力回路................................................................... 114

そ操作ボックス.......................................................................... 14
速度グループ.......................................................................... 91
速度設定モード...................................................................... 68

表示単位の切替...................................................................... 61

ふフラッシュメモリ.......................................................92, 121
プログラム............................................................................ 115
プログラムモード.................................................................. 70

ほ
保証と修理............................................................................ 121
本書のコマンド...................................................................... 82

め
メニュー画面.......................................................................... 58

もモータ駆動出力コネクタ................................................... 119
モード遷移............................................................................... 57

た
単位表示分解能の設定方法................................................. 30

つ通信インターフェース.......................................................... 79
通信仕様................................................................................... 11
Ethernet（LAN）インターフェース......................... 11
GP-IB.................................................................................. 11
GP-IB コネクタピンアサイン....................................... 11................................................... 11
RS-232C（EIA-574）
RS-232C コネクタ配列表............................................ 11

通信制御................................................................................... 78
通信設定................................................................................... 78
通信テスト............................................................................... 66て定期点検................................................................................ 120

テストモード.......................................................................... 65
電源投入時の表示.................................................................. 56
電磁ブレーキボックス.......................................................... 18

はパラメータ............................................................................... 23

パラメータの設定............................................................ 24
パラメータ一覧................................................................ 23

パラメータの詳細............................................................ 24

パラメータ設定モード.......................................................... 67
パラメータの読み書き.......................................................... 99
汎用出力端子制御.................................................................. 90
汎用入出力端子................................................................... 115

123

QT-ADM2/QT-AMH2［付録］■ お問い合わせ用紙
当社の製品でご不明な点がございましたら、下記用紙をコピーして問い合わせ内容をご記入の上、当社までFAXまたは郵送にてご連絡ください。

中央精機株式会社
製品名

FAX：03（3257）
1915〒101-0063

製造記号

東京都千代田区神田淡路町1-5 及川ビル3F
1

TEL
:
FAX
:
E-mail :

住

お 客
様

2

3

4

5

6

7

年

月

日

（内線）

（ビル名なども正確にご記入ください。）〒

所

お名前 会社名 所 属 役

フリガナ

営業部

職

124

［付録］QT-ADM2/QT-AMH2125本取扱説明書に記載された内容は予告無しに変更する場合がありますのでご了承ください。また、製品についても改良のため予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

QT-ADM2/QT-AMH2 取扱説明書 Ver. 1.3
2013/04/10 ADV.

本社営業部

〒 101-0063 東京都千代田区神田淡路町 1-5 及川ビル 3F
TEL. 03-3257-1911

FAX. 03-3257-1915

A002-A027