Simply Reliable

FG + Pulse + RF + Amp = MFG!!
マルチ出力で多彩な使い方を実現！

※LANはMFG-2200シリーズのみ装備

シリーズ
マルチチャンネル・ファンクションジェネレータ

MFG-2120MA ￥75,000
MFG-2130M ￥65,000

MFG-2230M￥88,000
MFG-2260M￥108,000
MFG-2260MRA ￥160,000

特長● 用途に応じた出力チャンネルを装備● 1CH/2CH 任意波形ファンクションジェネレータ（1μHz ～ 20M/30M/60MHz)● 320MHz 出力の RF チャンネル● 全ての機種にパルス ・ チャンネル (25MHz) 搭載● パワーアンプ入出力（周波数帯域 5Hz~100kHz, 20dB/20W)● 任意波形︓最高サンプリングレート 200MSa/s, 振幅分解能 14 ビット , 16k ポイント
● フレーム GND からのフローティング● 150MHz 周波数カウンタ● バースト機能、 周波数スイープ● AM / FM / PM / ASK / FSK / PSK / SUM / PWM 変調● 100 種以上の任意波形用ビルトイン波形● USB ホスト / USB デバイス / LAN（MFG-22XXのみ）● 4.3 インチ TFT カラーディスプレイ

FG + Pulse + RF + Amp = MFG
Newコンセプト・ファンクションジェネレータ登場︕
パネル説明82
43

1. TFT カラー液晶ディスプレイ
2. 数値キー
3. ノブ & 選択キー
4. 電源スイッチ
5. 出力端子6. アウトプット・スイッチ
7. ファンクション・キー
8. 操作キー
9. USB ホスト
10. トリガー入力、変調入力
11. Sync 入力、周波数カウンタ入力
12. 冷却用ファン
13. パワーアンプ （入力 & 出力 ）14. LAN (MFG-22XX のみ)
15. USB デバイス

61
7

59

10

12

1115

A.

1413

MFGシリーズ概要
FG CH(CH1)

FG CH(CH2)

パルス CH
25MHzRF CH

パワーアンプ バースト ・ スイープ
20W
変調 ・ ｆカウンタ

MFG-2120MA● 20MHz●

MFG-2130M● 30MHz●●

MFG-2230M● 30MHz● 30MHz●●

MFG-2260M● 60MHz● 60MHz●●

MFG-2260MRA● 60MHz● 60MHz●● 320MHz

10Vpp
20Vpp

CH1/CH2(Sin 波）

各チャンネル出力振幅範囲●**Vpp︓負荷設定 50Ω
**Vpp︓負荷設定 Hi-Z

●

●f

●

2.5Vpp5Vpp

パルス CH

f

1Vpp
2Vpp

RF CH(Sin 波）

25MHz

20M/30M/60MHz

B.

MFG-2000シリーズは、複数の出力チャンネルを備えたマルチチャンネル・ファンクションジェネレータです。
従来の任意波形ファンクションジェネレータに加え、25MHzまでのパルス波専用チャンネルをシリーズ全モデルに、さらに320MHz正弦波の出力ができるRFチャンネル付きや、最大1.6A出力の20Wパワーアンプを搭載したモデル等、ファンクションジェネレータの枠を超えた新しいコンセプトの発信機です。用途に合わせ様々なアプリケーションに対応します。

f320MHz

CH1/CH2 ファンクションジェネレータ
CH1/CH2は、基本波形として正弦波・方形波・三角波・パルス・ランプ波・ノイズと任意波形をサポートしています。
スイープ/変調/バーストの各機能も使用が可能です。
方形波

正弦波

三角波

ランプ波

任意波形
最高サンプルレート︓200MSa/sec、
振幅分解能︓14ビット
波形メモリ長:16kポイント(１波形あたり最大）
デューティー可変範囲（方形波・パルス波）
0.01％～99.99%（周波数により制限あり）

パルス波

ノイズ

任意波形

チャンネル同期 / 位相MFG-2200シリーズでは、CH1-CH2間で同期した出力や位相設定が可能となります。トラッキング機能では、両CHで同じ周波数と振幅設定、さらに180°の位相のみを反転させる機能、カップリング機能では周波数/振幅のカップリング、位相設定は正弦波・方形波・三角波等で両CHの位相を自由に設定することが出来ます。

Sin＆Cos波

トラッキング（反転）CH1-CH2位相設定※同期出力、位相設定は、CH1-CH2間のみでパルスCH、RF CHとの同期はできません。

製品仕様
Pulse チャンネル

RF チャンネル (MFG-2260MRA のみ）範囲

周波数特性周波数

1 μ Hz ～ 25MHz

パルス幅

20ns ～ 999.7ks( 周波数により制限あり )振幅

1mVpp ～ 2.5Vpp(50 Ω負荷）

DC オフセット± 1Vpk ac+dc (50 Ω負荷）

1 μ Hz ～ 60MHz(ARB)
方形波 :1 μ Hz ～ 25MHz
パルス波 :1 μ Hz ～ 25MHz

2mVpp ～ 5Vpp(High-Z）

三角 / ランプ :1 μ Hz ～ 1MHz

± 2Vpk ac+dc (High-Z）
デューティ可変

0.1% ～ 99.9%( 周波数により制限あり )立上り / 立下り

10ns ～ 20s(1ns 分解能、 周波数 ・ パルス幅により制限あり )オーバーシュート

<5%

ジッター

100ppm+500ps(4)出力特性 (2)パワーアンプ
入力インピーダンス

10k Ω

入力電圧

1.25Vpk max

動作

定電圧 ( 定電流制御はできません）

ゲイン

20dB

出力電力 (RL=8Ω)

20W(Square)

出力電圧12.5Vpkmax

出力電流1.6Amax

Rise/Fall Time<2.5 μ s

帯域5Hz-100KHz
0.05< 0.1% (Ampl>1Vpp) 20Hz~20 kHz

GND 絶縁

42Vpk max

周波数カウンタ

デュアルチャンネル動作± 20 ppm

エージング± 1 ppm/1 year

振幅

1mVpp ～ 1Vpp(50 Ω負荷）

確度

± ( 設定の 2%+1mVpp), 1kHz ・ DC オフセット無にて分解能

1mV または 3 デジット

平坦性

± 1%(0.1dB) ≦ 1MHz

( 正弦波 1kHz 基準 )(50 Ω負荷時 )± 3%(0.3dB) ≦ 50MHz± 10%(0.9dB) ≦ 160MHz± 35%(3.5dB) ≦ 320MHz

オフセット

範囲

波形出力

出力インピーダンス

50 Ω

正弦波特性 (3)

高調波ひずみ–60 dBc

DC ～ 200kHz(1Vpp,50 Ω負荷）

–55 dBc

200kHz ～ 1 MHz–45 dBc

1MHz ～ 10 MHz–30 dBc

10MHz ～ 320MHz

方形波特性

その他の機能トリガ出力

1 μ Hz安定度± 1Vpk ac+dc (50 Ω負荷）

> 10M Ω ( 出力オフ時）

Overshoot

外部変調入力分解能± 2Vpk ac+dc (High-Z）

全高調波ひずみ

外部トリガ入力

正弦波 :1 μ Hz ～ 320MHz(DDS)

種類

FSK, バースト , スイープ

入力レベル

TTL

スロープ選択立上り / 立下りエッヂ

パルス幅>100ns

入力インピーダンス

10k Ω，DC 結合

ランプ波特性種類

AM,FM, PM,SUM,PWM

電圧範囲± 5V フルスケール

入力インピーダンス10k Ω

周波数DC ～ 20kHz

任意波形

変調 ・ スイープ

GND 絶縁

42Vpk max

タイプ

任意波形 , バースト , スイープ

レベル

TTL (50 Ω )パルス幅>16ns

最高レート

25MHz

ファンアウト≥ 4, TTL 負荷

インピーダンス

50 Ω Typical

全高調波ひずみ< 0.1% (Ampl>1Vpp), DC~100 kHz

Rise/Fall 時間<15ns

オーバーシュート

<5%

アシンメトリ

周期の 1% +5 ns

デューティー可変範囲

0.01% ～ 99.99% ( 周波数設定により制限有り )ジッタ

20ppm+500ps (4)直線性< ピーク出力の 0.1%

シンメトリ可変

0% ～ 100%

サンプルレート

200 MSa/s

波形メモリ長16k ポイント

振幅分解能

14 bits

ジッタ

20ppm+5ns

変調方式

AM,FM,PM,,ASK,FSK,PSK,PWM( 詳細は CH1 変調モード参照 )スイープタイプ

周波数Source

INT/EXT（AM,FM,PM, PWM は INT 内部のみ )変調周波数

Sine-DDS:5 μ s ～ 327.68ms ( 分解能 5 μ s)
Sine-ARB:2mHz ～ 20kHz ( 分解能 1mHz)

PSK

測定範囲

5Hz ～ 150MHz

確度

タイムベース確度± 1 カウント

タイムベース確度± 20ppm (23˚C ± 5˚C)

分解能

最高分解能 :100nHz(<1Hz),
0.1Hz (<100MHz)

入力インピーダンス

1k Ω /1pf

感度35mVrms ~ 30Vms (5Hz~150MHz)

GND 絶縁

42Vpk max

ASK

キャリア波形

Sine-DDS

変調波

50% デューティ方形波

変調周波数2mHz ～ 1 MHz

位相範囲

0° ~ 360.0°

変調入力

内部 / 外部キャリア波形

Sine-DDS

変調波

50% デューティ方形波

変調周波数2mHz ～ 1 MHz

振幅範囲0%~100.0%

変調入力

内部 / 外部(4) 20ppm+5ns (RF Genetratorのジッタ)

MFG-22** CH1-CH2 のみ
位相-180° ~180° 位相同期

トラッキングカップリング

CH2=CH1
周波数 ( レシオ / オフセット )、 振幅、DC オフセット

アクセサリー・オプション
GTL-110

GTL-101

GTL-246

TA-57

BNC-BNC ケーブル（１ｍ）

BNC- ワニ口ケーブル（１ｍ）

USB2.0 ケーブル（A-B)

50 Ωターミネーション-\2,500\2,500\2,500\4,500パルス・ジェネレータC.

D.

RF CH は、正弦波最高周波数 320MHz 出力の他に、方形波 / ランプ波 / パルス波 / ノイズの出力も可能なチャンネルです。基本波出力の他にも、任意波形・変調・バースト・スイープ機能も動作可能で応用範囲の広い出力チャンネルとなっています。RF 出力は、アナログまたはデジタル放送局のシミュレート信号、または局部発振器の搬送波信号として利用可能な出力です。

全モデルに、25MHz のパルス CH を搭載しています。
パルス幅・デューティ・エッジ時間 ( 立ち上がり / 立ち下がり ) を設定することができます。
最小パルス幅は 20nsec、エッジ時間は最小 10nsecの設定が可能です。
※設定周波数により最小設定可能範囲が変わります。
Duty

90％

90％

50％

50％

WIDTH

10％

10％
Lead Edge

RF CH

Trail Edge

デューティー可変範囲

Sin-DDS1μ-320MHz

Sin-ARB
1μ-60MHz方形波
1μ-25MHz

〇

〇

〇-〇

〇

パルス波
1μ-25MHz-ランプ波
1μ-1MHz〇〇

周波数範囲
バーストスイープ※設定周波数により機能の制限があります。

0.01％～99.99%（周波数により制限あり）

E.

RF シグナル・ジェネレータ

20W パワーアンプ
MFG OutAmp

Power In

変調波

パワーアンプ・20dB/20W(8Ω負荷時）
・帯域幅:5Hz～100kHz、歪み:0.1％以下
・独立した入出力端子
・フレームＧＮＤからのアイソレーション

復調波

Power Output

スピーカー等

MFG
アンプ付きモデルには、MFG の各出力から独立している 20dB/20W(8Ω負荷時）のパワーアンプを搭載しています。MFG 出力端子からの信号入力や、MFG から変調波を外部の復調回路へ出力し、その復調波でスピーカーを鳴らす等の動作も行うことができます。また、オーディオアンプとして、圧電部品等のドライブ用アンプとしても使用することができます。フェライトなど磁性材料の特性試験や磁化特性試験 (BH 曲線 ) にも応用が可能です。これまでファンクションジェネレータだけでは出来なかった物理実験等にも、MFG シリーズの発信機部とパワーアンプを接続することで、さまざまな実験を実現することが可能となります。

バースト機能（Nサイクル/ゲート）

F.

Trigger

３サイクルの出力例 (N サイクル )G.

バーストモードでは、指定したサイクル数での発振 (N サイクル)や指定した期間での発振（ゲート）を行うことができます。Nサイクルモードでは、内部 / 外部 / 手動でのトリガにより発振を起動します。ゲートモードでは背面の TRIG 端子に入力されたトリガ信号の H/L の期間で出力を制御します。バースト機能は、正弦波・方形波・三角波・ランプ波で動作が可能で、ワンパルス等の出力もできる便利な機能です。バースト機能は
CH1・CH2・RF CH で使用が可能です。

Gate

TTL High 期間の出力例 ( ゲート )スイープ機能※RF CHでは、設定周波数により機能の制限があります。

H.
スイープ機能では、正弦波・方形波・ランプ波の周波数スイープを行うことができます。開始
周波数 / 終了周波数での設定と、センター周波数 / スパン周波数での設定の２つの設定方法があります。スイープ機能は CH1・
CH2・RF CH で使用が可能です。

リモートインタフェース

リモート通信用インタフェースは、USB(CDC / USB-Serial 変換 )を MFG シリーズ全モデルに、MFG-2200 シリーズには LAN も標準搭載しています。
MFG-2120MA
MFG-2130M
MFG-2230M
MFG-2260M
MFG-2260MRA

USB
●●
●
●
●

LAN

●
●
●

I.

変調機能
変調機能は、AM/FM/PM/PWM/FSK/ASK/PSK/SUM( 加算）の８つの変調をサポートしています。
変調波形は内部または外部 MOD 端子からの入力が可能です。
AM変調

FM変調

PM変調

PWM変調
CH1/CH2
RF CH

FSK変調

J.

PSK変調

ASK変調

SUM(加算)変調

パルス CH

AM
〇

FM
〇

PM
〇

PWM
〇

FSK
〇

ASK-

PSK-

SUM

Sin-DDS Sin-DDS Sin-DDS- Sin-DDS Sin-DDS Sin-DDS- Sin-ARB Sin-ARB Sin-ARB Sin-ARB - 方形波 方形波 方形波 方形波 - ランプ波 ランプ波 ランプ波 ランプ波 ---------

任意波形
任意波形
最高サンプルレート︓200MSa/sec
波形メモリ長:16kポイント(１波形あたり最大）振幅分解能︓14ビット

MFG シリーズの任意波形出力は、当社任意波形ファンクションジェネレータで採用している「真のポイント毎の任意波形」方式により、非常にわかり易い波形データの構成となっています。波形の再生時間 ( 出力周波数 ) は、ポイント数 (Length) とサンプルレート（RATE または FREQ）から算出され、スタートアドレスを変更することでセグメント毎の出力も可能となります。
真のポイント毎の任意波形

セグメント出力元の任意波形データから任意の箇所をセグメントとして出力することができます。

任意波形出力時間 (sec)

元の波形データ

セグメント出力

Start アドレス︓19Length︓10

ポイント数 (Length)
1928

任意波形出力時間 = ポイント数 / サンプルレート(sec)(Length) (points/sec)

任意波形作成４つの方法
2. オシロスコープから転送で（MFG-22XX のみ）

1. 本体上でMFG 本体の編集画面で、アドレス毎の値設定やライン機能で波形を作成します。また内蔵波形を利用することもできます。

DSO-LINK 機能で当社製オシロスコープとUSB 接続し波形データを直接転送します。

3.CSV ファイルで4.PC ソフトウェアで表計算ソフト等で CSV ファ
イルを開いて、直接数値編集します。

波形編集ソフトウェアで波形データを作成し、USB 接続でデータを転送します。

対象オシロスコープ
DCS-2000E/1000B, MDO-2000E

内蔵任意波形テンプレート例
For オートモーティブ

For メディカル

Cardiac

K.

〇

ECG1

Ignition

ISO7637-2 TP3A

ISO16750-2 VRフローティングGND
前面の各出力チャネル、背面の変調・カウンタ入
力 / 同期出力端子の信号グランドは、機器の筐体から分離されています。これらの端子は筐体グランドから最大 42Vpk(DC+AC ピーク）まで浮かせることができます。出力に DC オフセットを掛けたい場合等に便利な出力です。
※各端子間 GND は共通電位+42Vp
VOUT=20Vpp

筐体 GND
VOUT=-20Vpp-42Vp

Voﬀset=+32VVoﬀset =-32V

製品仕様
変調・スイープ・バースト

CH1/CH2
周波数範囲

2120MA

2130M

2230M

2260M

2260MRA正弦波

1 μ Hz ～

20MHz

30MHz

30MHz

60MHz

60MHz

方形波

1 μ Hz ～

20MHz

25MHz

25MHz

25MHz

25MHz

パルス波

1 μ Hz ～

20MHz

25MHz

25MHz

25MHz

25MHz

三角 / ランプ1 μ Hz ～

1MHz

周波数特性

出力特性 (2)分解能

1 μ Hz安定度± 20 ppm

エージング± 1 ppm/1 year

レンジ

AM 変調

1mVpp ～ 10Vpp (50 Ω負荷 )

分解能0.1mV または 3 デジット

正弦波平坦性± 1%(0.1dB) ≦ 1MHz

PM 変調

± 3%(0.3dB) ≦ 50MHz
50 Ω負荷時 ・ 1kHz にて範囲± 5 Vpk ac +dc (50 Ω負荷 )確度

設定の 1%+5mV+ 振幅の 0.5%

出力インピーダンス

50 Ω± 10Vpk ac +dc (High-Z)
波形出力

SUM 変調同期出力

正弦波特性 (3)方形波特性

ランプ波特性
パルス波特性

任意波形

短絡時出力オフ

GND 絶縁

42Vpk max

レベル

TTL-compatible into>1k Ω

インピーダンス

50 Ω

GND 絶縁

42Vpk max

高調波ひずみ–60 dBc

DC ～ 200kHz, 振幅 >0.1 Vpp–55 dBc

200kHz ～ 1 MHz, 振幅 >0.1 Vpp–45 dBc

1MHz ～ 10 MHz, 振幅＞ 0.1Vpp–35 dBc

10MHz ～ 30MHz, 振幅＞ 0.1Vpp–27 dBc

30MHz ～ 60MHz, 振幅＞ 0.1Vpp

全高調波ひずみ< 0.1% (Ampl>1Vpp)DC~100 kHz

Rise/Fall 時間<15ns

オーバーシュート

<5%アシンメトリ

周期の 1% +5 ns

デューティー可変範囲

変調度

0% ～ 120.0%

変調入力

内部 / 外部キャリア波形

正弦波 , 方形波 , 三角波 , ランプ波

変調波

正弦波 , 方形波 , 三角波 , Up/Dn ランプ波

変調周波数2mHz ～ 20kHz ( 内部波形 )ピーク偏差DC ～キャリア周波数

変調入力

内部 / 外部キャリア波形

正弦波 , 方形波 , 三角波 , ランプ波

変調波

正弦波 , 方形波 , 三角波 , Up/Dn ランプ波

変調周波数2mHz ～ 20kHz ( 内部波形 )位相偏差0° ~360.0°

変調入力

内部 / 外部キャリア波形

正弦波 , 方形波 , 三角波 , ランプ波

変調波

正弦波 , 方形波 , 三角波 , Up/Dn ランプ波

変調周波数2mHz ～ 20kHz ( 内部波形 )DC ～ 20kHz ( 外部入力 )> 10M Ω ( 出力オフ時）
保護機能2mHz ～ 20kHz ( 内部波形 )DC ～ 20kHz ( 外部入力 )± 16%(1.5dB) ≦ 60MHz(6)オフセット

正弦波 , 方形波 , 三角波 , Up/Dn ランプ波

変調周波数

DC ～ 20kHz ( 外部入力 )2mVpp ～ 20 Vpp (High-Z)± ( 設定の 2%+1mVpp),
50 Ω負荷時 ・ 1kHz ・ DC オフセット無にて正弦波 , 方形波 , 三角波 , ランプ波 , パルス波 , 任意波形

DC ～ 20kHz ( 外部入力 )

FM 変調

確度

キャリア波形変調波

PWM 変調SUM 振幅0%~100.0%

変調入力

内部 / 外部キャリア波形

正弦波 , 方形波 , 三角波 , ランプ波

変調波

正弦波 , 方形波 , 三角波 , Up/Dn ランプ波

変調周波数2mHz ～ 20kHz ( 内部波形 )DC ～ 20kHz ( 外部入力 )FSK 変調0%~100.0%

変調入力

内部 / 外部キャリア波形

正弦波 , 方形波 , 三角波 , ランプ波 , パルス波

変調波

デューティ 50% 方形波

変調周波数2mHz ～ 1 MHz

ホップ周波数範囲

1 μ Hz ～最大周波数

変調入力

内部 / 外部波形

正弦波 , 方形波 , 三角波 , ランプ波

0.01% ～ 99.99% ( 周波数設定により制限有り )スイープタイプ

リニア、 Log

ジッタ

20ppm+500ps (4)開始 / 終了周波数

1 μ Hz ～最大周波数

直線性< ピーク出力の 0.1%

スイープ時間

1ms ～ 500s

シンメトリ可変

0% ～ 100%

開始トリガ

内部 / 外部 / 手動

周波数1uHz~25MHz

波形

正弦波 , 方形波 , 三角波 , ランプ波

パルス幅

≧ 20nS( 周波数設定により制限有り )回数

1~1000000 サイクル、 無限

デューティー可変範囲

0.01%~99.99% ( 周波数設定により制限有り )オーバーシュート<5%Start/Stop 位相-360.0°～ +360.0°

ジッタ

20ppm+500ps(4)内部周波数

1 μ s ～ 500 s

サンプルレート200MSa/s

ゲート入力

外部トリガ入力端子

波形メモリ長16k ポイントトリガソース

内部 / 外部 / 手動

振幅分解能

14 bits

トリガディレイ

Ncycle/ 無限時︓0 ～ 100s

不揮発性メモリ

10 個 (16k ポイント ) (1)

出力モード

1~1000000 回または連続(1) トータル 10 波形の保存が可能。 各波形は最大 16k ポイント可能。
(2) 0℃ ~28℃の範囲外では１℃あたり振幅とオフセット仕様の 1/10 を加えます。 ( １年確度）(3) DC オフセット 0 時のみ(4) 20ppm+5ns (RF Genetratorのジッタ)(5) パルスチャンネルのみ(6) 単出力を出力時のみ

スイープ

パルス幅偏差バースト

動作環境 ・ 一般仕様
電源

AC100~120V, AC220~240V, 50~60Hz ( アンプ付き)
消費電力30W( アンプ無モデル ) 、 80W( アンプ付モデル )

動作環境

仕様保証温度︓18 ～ 28˚C、 動作温度︓ 0 ～ 40˚C、
相対湿度︓≤ 80%, 0 ～ 40˚C、 ≤ 70%, 35 ～ 40˚C

LVD

EN61010-1

寸法 ・ 質量266(W) x 107(H) x 293(D) mm、 Approx. 2.5kg( アンプ無),4kg( アンプ付き)

付属品※本紙記載の製品価格は全て税抜き価格となっております。

AC100~240V, 50~60Hz ( アンプ無)ケーブル︓GTL-101 × 1(MFG-21XX), GTL-101 × 2(MFG-22XX)
電源コード× 1, CD × 1 ( マニュアル ・ ソフトウェア ) , クイックスタート× 1

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

2021.03.03 JMFG20002103N (TTCWEB) Printed in Japan.