PT0C-1776

便携式气体检测器

GX-3R Pro
使用说明书
（PT0-165）

理研计器株式会社
邮编：174-8744 日本东京都板桥区小豆泽 2-7-6
网页 https://www.rikenkeiki.co.jp/

目录
1 产品概述.......................................................................................................................................................... 5
1-1. 前言 ......................................................................................................................................................... 5
1-2. 使用目的.................................................................................................................................................. 5
1-3. 检测对象气体的确认方法 ........................................................................................................................ 6
1-4. 危险、警告、注意、注记的定义 ............................................................................................................. 7
1-5. 标准及防爆规格的确认方法 .................................................................................................................... 72 安全重要事项 .................................................................................................................................................. 8
2-1. Japan Ex 规格相关的重要事项 ................................................................................................................ 8
2-2. 警告事项................................................................................................................................................ 10
2-3. 注意事项................................................................................................................................................ 11
2-4. ATEX/IECEx 规格相关的安全信息 ......................................................................................................... 13
3 产品的构成 .................................................................................................................................................... 14
3-1. 主机及标准附件 ..................................................................................................................................... 14
主机 ........................................................................................................................................................... 14
标准附件 .................................................................................................................................................... 15
3-2. 各部的名称和功能 ................................................................................................................................. 16
主机 ........................................................................................................................................................... 16
电池单元 .................................................................................................................................................... 17
LCD 显示部................................................................................................................................................ 18
4 警报动作........................................................................................................................................................ 19
4-1. 气体警报动作 ........................................................................................................................................ 19
4-2. 故障警报动作 ........................................................................................................................................ 22
4-3. 混乱警报................................................................................................................................................ 23
混乱警报的蜂鸣器鸣响和灯闪烁动作 ........................................................................................................ 23
混乱警报的发报和警报模式 ....................................................................................................................... 23
4-4. MAN DOWN 警报 .................................................................................................................................. 24
MAN DOWN 警报的蜂鸣器鸣响和灯闪烁动作 .......................................................................................... 24
MAN DOWN 警报的显示和警报模式 ......................................................................................................... 24
5 使用方法........................................................................................................................................................ 25
5-1. 使用之前................................................................................................................................................ 25
5-2. 起动准备................................................................................................................................................ 25
5-2-1. 锂离子电池单元（BUL-3R）的充电和安装 .................................................................................... 25
5-2-2. 电池单元（BUD-3R）的安装 ......................................................................................................... 29
5-3. 起动方法................................................................................................................................................ 31
接通电源 .................................................................................................................................................... 31
从电源接通到测量画面的跳转 ................................................................................................................... 32
5-4. AIR 校正 ................................................................................................................................................. 35
AIR 校正步骤 ............................................................................................................................................. 35
5-5. 检测 ....................................................................................................................................................... 36
5-5-1. 基本动作流程 ................................................................................................................................. 37
5-5-2．测量模式 ........................................................................................................................................ 38
5-6. 切断电源................................................................................................................................................ 40
6 设定方法........................................................................................................................................................ 41
6-1. DISP 模式 .............................................................................................................................................. 41
6-1-1. 显示 DISP 模式 .............................................................................................................................. 41
6-1-2. DISP 模式的显示内容 ..................................................................................................................... 41
6-2. DISP 模式的设定 ................................................................................................................................... 44
6-2-1. PEAK 值显示的清除........................................................................................................................ 44
6-2-2. 可燃性替换气体的选择 ................................................................................................................... 45
6-2-3. 长寿命电池的设定 .......................................................................................................................... 47
6-2-4. 校正记录的显示 .............................................................................................................................. 48
6-2-5. BUMP 记录的显示 .......................................................................................................................... 49-2-

6-2-6. 警报点的显示 ................................................................................................................................. 50
6-2-7. 显示上下反转设定 .......................................................................................................................... 51
6-2-8. 显示黑白反转设定 .......................................................................................................................... 52
6-2-9. 蓝牙的设定 ..................................................................................................................................... 52
6-2-10. 蜂鸣器音量的调节 ........................................................................................................................ 53
6-2-11. 显示语言的设定 ............................................................................................................................ 53
6-3. 用户模式................................................................................................................................................ 55
6-3-1. 显示用户模式 ................................................................................................................................. 55
6-3-2. 用户模式的设定项目 ...................................................................................................................... 56
6-4. 用户模式的设定 ..................................................................................................................................... 57
6-4-1. BUMP 测试 ..................................................................................................................................... 57
6-4-2. 气体校正 ......................................................................................................................................... 57
6-4-3. 校正期限设定 ................................................................................................................................. 57
6-4-4. BUMP 测试的设定 .......................................................................................................................... 60
6-4-5. MAN DOWN 警报设定 .................................................................................................................... 65
6-4-6. 警报点设定 ..................................................................................................................................... 67
6-4-7. 休息时间的启动/关闭 ..................................................................................................................... 69
6-4-8. 确认蜂鸣设定 ................................................................................................................................. 69
6-4-9. 自动背光的启动/关闭 ..................................................................................................................... 72
6-4-10. 背光的亮灯时间设定 .................................................................................................................... 72
6-4-11. 按键音的启动/关闭 ....................................................................................................................... 73
6-4-12. DISP 模式项目显示的启动/关闭.................................................................................................... 73
6-4-13. CO2 传感器的单位切换.................................................................................................................. 74
6-4-14. CO2 传感器 AIR 校正的启动/关闭 ................................................................................................ 74
6-4-15. 时间设定 ....................................................................................................................................... 75
6-4-16. 日期的格式设定 ............................................................................................................................ 75
6-4-17. 语言设定 ....................................................................................................................................... 76
6-4-18. 用户密码设定 ............................................................................................................................... 77
6-4-19. ROM/SUM 的显示 ......................................................................................................................... 78
6-4-20. 蓝牙的认证显示 ............................................................................................................................ 78
7 保养检查........................................................................................................................................................ 79
7-1. 检查的频度和检查项目 .......................................................................................................................... 79关于维护服务 ............................................................................................................................................. 80
7-2. 气体校正................................................................................................................................................ 81
7-2-1. 气体校正的准备 .............................................................................................................................. 81
7-2-2. 气体校正的设定菜单 ...................................................................................................................... 83
7-2-3. AIR 校正 .......................................................................................................................................... 84
7-2-4. CO2 校零 ......................................................................................................................................... 86
7-2-5. 自动校正 ......................................................................................................................................... 87
7-2-6. 自动校正的气缸设定 ...................................................................................................................... 88
7-2-7. 自动校正的校正浓度选择 ............................................................................................................... 89
7-3. BUMP 测试 ............................................................................................................................................ 90
7-4. 清扫方法................................................................................................................................................ 91
7-5. 各部件的更换 ........................................................................................................................................ 92
7-5-1. 定期更换部件 ................................................................................................................................. 92
7-5-2. 过滤器的更换 ................................................................................................................................. 94
8 关于储存及废弃............................................................................................................................................. 96
8-1. 储存或长期不使用时的处理 .................................................................................................................. 96
8-2. 重新使用时的处理 ................................................................................................................................. 97
8-3. 产品的废弃 ............................................................................................................................................ 97
9 故障检修........................................................................................................................................................ 98
9-1. 仪器的异常 ............................................................................................................................................ 98
9-2. 指示值的异常 ...................................................................................................................................... 100
10 产品规格 ................................................................................................................................................... 101
10-1. 规格一览............................................................................................................................................ 101-3-

10-2. 附件一览............................................................................................................................................ 105
11 附录 ........................................................................................................................................................... 107
数据记录功能 .............................................................................................................................................. 107
100％LEL＝ppm 换算表.............................................................................................................................. 109
改废记录 ...................................................................................................................................................... 110
CE 符合性声明书 ........................................................................................................................................ 111-4-

1-1. 前言

1 产品概述11

产品概述1-1. 前言感谢您本次购买便携式气体检测器 GX-3R Pro（以下称“本仪器”）。首先，请对照确认购买的产品型号和本使
用说明书说明的产品型号一致。
请仅由受过充分训练的合适的人员使用本仪器。
关于本使用说明书中记载的保养、检查，请仅由受过充分训练的合适的人员实施。关于本使用说明书中未记载的保养、检查，需要由本公司或本公司指定的服务人员实施，请联系本公司。
本使用说明书中记载了正确使用本仪器的方法和规格。初次使用本仪器的用户以及已有使用经验的用户均请仔
细阅读本说明书，在充分理解内容的基础上使用。
请妥善保管本使用说明书，以便随时取阅。
另外，本说明书的内容可能因产品改良而发生变更，恕不另行通知。此外，禁止擅自复制或转载本说明书的全部或部分。
除本使用说明书外，还有本产品另售品（选配）用的使用说明书。使用以下另售品（选配）时，请同时参阅
各使用说明书和本使用说明书。
1）泵单元 RP-3R 用使用说明书（PT0-166）2）数据记录管理程序软件

SW-GX-3R 用使用说明书（PT0-178）3）扩展坞 SDM-3R 用使用说明书（PT0-167）无论是否在保修期内，对因使用本仪器造成的任何事故及损害均不进行补偿。
请务必确认保修书中记载的保修规定。

1-2. 使用目的
本仪器是复合气体检测器，1 台可最多通过 4 种传感器检测 5 种气体。
根据搭载的传感器，本仪器的检测对象气体不同。使用前请再次确认检测对象气体，进行符合目的的正确气体检测。
另外，本仪器是用于测量作业场所的环境空气中的化学物质浓度的气体检测器。测量接触的有毒气体、可燃
性气体、氧气的浓度，达到设定的警报浓度时发出警报，通知气体中毒及缺氧的危险性。

-5-

1-3. 检测对象气体的确认方法

1 产品概述1-3. 检测对象气体的确认方法
根据搭载的传感器，本仪器的检测对象气体的组合不同。
使用前，请通过粘贴在产品背面的标牌，确认您手中的 GX-3R Pro 的检测对象气体。

可通过产品编码确认检测对象气体。

背面
（固定）
＜传感器＞
记载位置
①

规格
可燃性气体（HC 或 CH4）传感器

传感器型号

符号

NCR-6309

H：有（HC）

NCR-6309

M：有（CH4）

－
②

③④

⑤⑥

0：无
1：有

氧气（O2）传感器

ESR-X13P

一氧化碳/硫化氢（CO /H2S）传感器

ESR-A1DPE1

一氧化碳（CO）传感器※ESR-A1CPE2

二氧化硫（SO2）传感器

ESR-A13D

E3

硫化氢（H2S）传感器

ESR-A13i

E4

一氧化碳（CO）传感器

ESR-A13P

E5

二氧化硫（SO2）传感器

ESR-A13D

E3

硫化氢（H2S）传感器

ESR-A13i

E4

二氧化碳（CO2）＜vol%＞传感器

IRR-0409D1

二氧化碳（CO2）＜ppm＞传感器

IRR-0433

D2

－

00

－

0：无

＜电池单元＞
记载位置
⑦

电池

规格

单元型号

符号

锂离子电池

BUL-3RL

碱性电池

BUD-3RD＜BLE 功能＞
记载位置⑧规格
BLE 应对

符号1

BLE 非应对

0※一氧化碳传感器（ESR-A1CP）是具备补偿功能的传感器，可降低氢所造成的干扰。
该功能最大可对 2000ppm 的氢发挥功能。
-6-

1-4. 危险、警告、注意、注记的定义

1 产品概述1-4. 危险、警告、注意、注记的定义
为了安全有效进行作业，本使用说明书中使用以下标题。

危险

表示操作错误时“可能危及生命或对身体、财物造成重大损害”。

警告表示操作错误时“可能对身体、财物造成重大损害”。

注意

表示操作错误时“可能对身体、财物造成轻微损害”。

注记

表示使用建议。

1-5. 标准及防爆规格的确认方法
根据标准及防爆认证的种类，本仪器的规格有所不同。使用前请确认手边的产品规格。另外，使用 CE 标志规
格时，请参阅附录的符合标准声明（Declaration of Conformity）。
请通过产品上粘贴的标牌确认产品的规格。

Ex 标志

型号认证

CE 标志

合格标识

Japan Ex 规格的标牌示例

ATEX、IECEx 规格的标牌示例-7-

2-1. Japan Ex 规格相关的重要事项

2 安全重要事项

2
2

安全重要事项

为了维持本仪器的性能，安全进行使用，请遵守以下的危险、警告、注意事项。

2-1. Japan Ex 规格相关的重要事项危险关于防爆关于主单元的防爆• 请勿进行电路、结构等的改造或变更。
• 氧气浓度的测量时，请勿进行空气和可燃性气体或有毒气体的混合物以外的测量。
另外，请勿将氧气传感器（仅限搭载的机型）用于可燃性气体或者有毒气
体的泄漏检测。
主单元电池单元• 携带本仪器在危险场所使用时，作为静电起电导致的危险的
综合防止对策，请遵守以下事项。
① 衣服请使用防静电工作服，靴子请使用导电鞋（防静电作业鞋）② 室内请在导电性工作台（漏泄电阻 10MΩ以下）的环境中使用。
• 可连接的电池单元为 BUL-3R（合格编号 DEK18.0017）或 BUD-3R（合格编号 DEK18.0018）。
• 主单元的额定如下所示。
蜂鸣器电路：允许电压 4.2V、允许电流 0.556A、允许电力 0.379W

主电路：允许电压 5.4V、允许电流 1.206A、允许电力 0.825W

马达电路：允许电压 4.2V、允许电流 0.152A、允许电力 0.124W

ECRI 电路

：允许电压 5.4V、允许电流 1.222A、允许电力 0.866W

环境温度：-40℃～+60℃（环境温度是指可以维持防爆性能的温度范围，并非满足产品性能的使用温度范围。使用温度范围请参阅“10-1.规格一览”。）• 主单元的防爆等级为 Ex ia ⅡC T4 Ga。
• 主单元依据的防爆标准如下所示。
工厂电气设备防爆指针（国际整合技术指针）JNIOSH-TR-46-1 及 6：2015-8-

2-1. Japan Ex 规格相关的重要事项

2 安全重要事项危险
关于防爆
关于电池单元的防爆• 请勿进行电路、结构等的改造或变更。
携带本仪器在危险场所使用时，作为静电起电导致的危险的综合防止对策，请遵守以下事项。
① 衣服请使用防静电工作服，靴子请使用导电鞋（防静电作业鞋）② 室内请在导电性工作台（漏泄电阻 10MΩ以下）的环境中使用。
• 可连接的主单元为 GX-3R Pro（合格编号 DEK18.0016）。
• 锂离子电池单元 BUL-3R 的额定如下所示。
蜂鸣器电路 ：允许电压 4.2V、允许电流 0.259A、允许电力 0.272W
主电路：允许电压 4.2V、允许电流 0.786A、允许电力 0.825W
马达电路：允许电压 4.2V、允许电流 0.118A、允许电力 0.124W
ECRI 电路
：允许电压 4.2V、允许电流 0.825A、允许电力 0.866W
充电端子 允许电压 ：DC6.3V （仅限 SELV 电源）
环境温度：-40℃～+60℃（环境温度是指可以维持防爆性能的温度范围，并非满足产品性能的使用温度范围。使用温度范围请参阅“10-1. 规格一览”。）• 锂离子电池单元 BUL-3R 的防爆等级为 Ex ia ⅡC T4。
• 电池单元 BUD-3R 的额定如下所示。
蜂鸣器电路 ：最大电压 3.3V、最大电流 0.556A、最大电力 0.379W
主电路：最大电压 5.4V、最大电流 1.206A、最大电力 0.822W
马达电路：最大电压 3.3V、最大电流 0.152A、最大电力 0.104W
ECRI 电路
：最大电压 5.4V、最大电流 1.222A、最大电力 0.833W
电源：DC3.0V 250mA （LR03 株式会社東芝 2 个）
环境温度：-40℃～+60℃（环境温度是指可以维持防爆性能的温度范围，并非满足产品性能的使用温度范围。使用温度范围请参阅“10-1. 规格一览”。）• 电池单元 BUD-3R 的防爆等级为 Ex ia ⅡC T4 Ga。
• 主单元依据的防爆标准如下所示。
工厂电气设备防爆指针（国际整合技术指针）JNIOSH-TR-46-1 及 6：2015
使用中• 测量窨井内或密闭场所时，切勿将身体探入窨井入口内，或窥探其中。有缺氧空气及其他气体喷出的危险。

警告• 万一发现本仪器有异常时，请立即联系销售商或附近的本公司营业所。关于附近的营业所请确认本公司网页。
网页 https://www.rikenkeiki.co.jp/-9-2-2. 警告事项2 安全重要事项

2-2. 警告事项
警告
传感器的使用• 且勿拆卸本仪器内的恒电位电解传感器。内部电解液如接触皮肤可能导致皮肤溃烂。另外，如进入眼睛有可能导致失明。附着到衣服上时，可能导致衣服变色或出孔。万一接触电解液时，请立即充分冲
洗接触部分。进行氧气传感器的校正及调整时，请勿使用氮气以外的平衡气。
通过周围空气进行空气调整• 使用周围空气进行空气调整时，请先确认周围是新鲜的空气。在存在杂质气体及干扰气体等的状态下进行调整时，无法进行正确的调整，实际发生气体泄漏时会无法正确检测，非常危险。
发生气体警报时的应对• 发生气体警报时非常危险。请客户根据判断在确保安全的基础上进行妥当的处理。
关于混乱警报、MAN DOWN 警报• 混乱警报及 MAN DOWN 警报仅辅助使用者及周围人员进行判断，并不是保障生命及安全。使用时请勿仅依赖本功能。
（MAN DOWN 警报通常设定为关闭，不能使用。使用本功能时，请变更本仪器设定后再使用。）• 发报混乱警报及 MAN DOWN 警报时，请周围人员确认四周情况后进行妥善处理。
电池余量的确认
• 使用前请确认电池余量。初次使用前及长期未使用时，电池电量可能不足。请更换新的电池后使用。
• 发报电池电压低警报时将无法进行气体检测。使用中发报时，请切断电源，在安全的场所尽快充电或
更换电池。
其他• 雨水等遮盖传感器部时，将无法检测气体。因此，请勿在淋雨的状态下使用，或浸入水中使用。
• 安装时，请务必让本仪器接触空气。在遮盖的状态下，无法正确测量，可能导致事故。
• 请勿投入火中。
• 请勿用洗衣机或超声波洗衣机等清洗本仪器。
• 请勿遮盖蜂鸣器出声口。否则将无法发出警报音。
• 请勿在接通电源的状态下拆卸电池。

- 10 -

2-3. 注意事项2 安全重要事项

2-3. 注意事项
注意• 请勿在会接触油、化学品等的场所使用。
‧ 请勿在会接触油、化学品等液体的场所使用本仪器。
‧ 请勿将本仪器设置在会积存水或泥的场所。设置在此类场所时，水或泥可能会从蜂鸣器出声口等进
入导致故障。
• 请勿在超过使用温度范围的场所使用。
‧ 本仪器的使用温度范围如下所示。请勿在超过使用范围的高温及低温环境下使用。
＜长时使用环境＞-20～+50℃＜短时使用环境＞-40～+60℃‧ 请尽可能避免在阳光直射的场所长时间使用。
‧ 请勿存放在烈日下停放的车中。
• 请遵照使用湿度范围的规定，避免本仪器内产生结露。
本仪器中产生结露时，会造成堵塞、气体吸附等，从而无法进行正确的气体检测，因此严禁产生结露。
请根据本仪器的使用环境，充分注意取样对象的温度、湿度，避免本仪器中产生结露。
• 请勿在本仪器附近使用收发器。
‧ 在本仪器附近有通过收发器等发射电波的设备时，可能会影响指示。使用收发器等时，请远离本仪
器，在不会造成影响的场所使用。
‧ 请勿在产生强电磁波的设备（高频设备、高电压设备）附近使用。
• 请确认动作状态显示为闪烁时使用。
动作状态显示未闪烁时，无法进行正确的气体检测。

- 11 -

2-3. 注意事项2 安全重要事项注意• 请务必定期实施检查。
为了确保安全请务必对本仪器定期实施检查再使用。不实施点检就继续使用时，会因传感器的灵敏度变化，无法正确检测气体。
• 其他‧胡乱按按钮可能导致各设定发生变更，警报无法正常运行。请勿进行本使用说明书中未记载的
操作。

‧

请勿掉落或施加冲击。可能导致防爆性能、防尘防水性能、气体检测性能降低。

‧

请勿边充电边使用本仪器。

• 请勿用前端尖锐的物品扎蜂鸣器出声口及传感器的开口部。水和异物等侵入可能导致故障及破损。
• 请勿用胶带等遮盖蜂鸣器出声口。可能造成设备内压无法调整而导致故障。
• 请勿剥开 LCD 显示部的面板膜。会损害防水防尘性能。
• 请勿在红外线端口部粘贴标签等。将造成无法进行红外线通信。
• 关于更换电池
‧更换电池单元的电池时，请务必先关闭本仪器的电源。

‧

更换电池单元的电池时，请使用 2 颗新电池。

‧

请注意电池的极性。

• 关于使用‧低温环境中，由于电池性能，使用时间会缩短。

‧

低温时，LCD 显示的响应可能延迟。

‧

请在接近使用环境状态的压力、温湿度条件下，在新鲜的空气中进行 AIR 校正。

‧

请在指示稳定后进行 AIR 校正。

‧

保管场所及使用场所的温度会发生 15℃以上的剧变时，请在接通电源的状态下放在和使用场所
相同的环境中适应 10 分钟，然后在新鲜空气中实施 AIR 校正后再使用。

‧

擦拭本仪器的脏污时，请勿淋水或使用酒精、挥发油等有机溶剂。否则可能造成本仪器表面变
色或损伤。

‧

长期不使用时，请安装新电池进行储存。或者请 6 个月更换一次电池。否则电池漏液可能造成
火灾、受伤等。

‧

长期储存后，重新使用时请务必进行气体校正。包括气体校正在内，请联系本公司营业所实施
重新调整。

关于传感器
‧

在存在硅化合物、卤化物，高浓度硫化物、高浓度溶剂气体等的环境中使用可燃性气体传感器
时，可能导致传感器寿命缩短，传感器对可燃性气体的灵敏度降低而无法获得正确指示，敬请注意。
不得已需要使用时，请尽可能缩短使用时间，使用后放置在新鲜的空气中，确认指示恢复，且指示
没有偏移等异常。

‧

为了本仪器的可燃性气体传感器＜%LEL＞进行正确的气体检测及浓度显示，需要一定以上的
氧气浓度。

‧

请勿对本仪器施加剧烈的压力变化。否则氧气指示值会发生短时变化，无法正确测量。

‧

进行氧气传感器的校正及调整时，请勿使用氮气以外的平衡气。否则氧气的指示误差变大，无
法正确测量。

‧

搭载二氧化碳(CO2)传感器时，因传感器的特性，通电后指示值可能变高。请进行 10～20 分钟
左右的暖机，待指示稳定后再使用。

- 12 -

2-4. ATEX/IECEx 规格相关的安全信息

2 安全重要事项

2-4. ATEX/IECEx 规格相关的安全信息可从电池单元（BUD-3R）或锂离子电池单元（BUL-3R）中选择电源单元。
电池单元可由客户进行更换。
请勿在危险场所更换电池单元及 BUD-3R 的电池，以及进行 BUL-3R 的充电。
防爆规格Ex da ia I Ma , Ex da ia IIC T4 Ga (带可燃气体传感器 NCR-6309)
Ex ia I Ma , Ex ia IIC T4 Ga (不含易燃气体的传感器 NCR-6309)
I M1 Ex da ia I Ma , II 1 G Ex da ia IIC T4 Ga (带可燃气体传感器 NCR-6309)
I M1 Ex ia I Ma , II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (不含易燃气体的传感器 NCR-6309)
・环境温度范围
： -40°C～+60°C
・周围温度范围（充电时） ： 0°C～+40°C
电气规格・锂离子电池。Maxell 充电电池型号：ICP463048XS ICP463048XS・碱性干电池（2 节串联电池）。东芝 LR03 或金霸王 MN2400/PC2400。
・电池应使用专用 AC 适配器或通过 IEC60950 认证的 SELV 电源或 IEC62368-1 认证的 ES1 电
源充电。充电器的最大电压不得超过 6.3Vdc。
认证编号
・IECEx・ATEX： IECEx DEX 17.0050X： DEKRA 17 ATEX 0103X

适用标准・IEC 60079-0：2017
・IEC 60079-1：2014-06
・IEC 60079-11：2011

・EN IEC 60079-0:2018
・EN60079-1:2014
・EN60079-11:2012
・EN50303:2000

注意事项・ 请勿在危险场所对锂离子电池单元充电。
・ 请使用专用充电器对锂离子电池单元充电。
・ 请勿在危险场所更换电池单元。
・ 请勿在危险场所更换电池。
・ 请勿拆卸或改造仪器。
・ 电池单元请使用东芝制 7 号碱性电池（LR03）或 Duracell 制 7 号碱性电池（MN2400/PC2400）。
INST. No. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AB C
DE
A: 制造年 （0-9）
B: 制造月 （1-9 月，X<10 月>，Y<11 月>，Z<12 月>）
C: 制造批次
D: 序列号
E: 工厂代码

2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8744, Japan
Phone : +81-3-3966-1113
Fax : +81-3-3558-9110
E-mail : intdept@rikenkeiki.co.jp
Web site : https://www.rikenkeiki.co.jp- 13 -

3-1. 主机及标准附件

3 产品的构成

3
3

产品的构成

3-1. 主机及标准附件
请打开包装箱确认本仪器和附件。
万一包装内容不齐全时，请联系销售商或附近的本公司营业所。

主机关于本仪器各部的名称和功能以及 LCD 显示，请参阅“3-2. 各部的名称和功能”（P.16）。

GX-3R Pro 主机- 14 -

3-1. 主机及标准附件

3 产品的构成

标准附件
锂离子

充电器

电池单元

（※1）

（BUL-3R）

1个

（※1）
1个
电池单元

7 号碱性

（BUD-3R）

电池

（※2）

（※2）

1个

2个

保护壳

鳄鱼夹

1个

1个

可在碰撞及掉落等造成

用于将气体检测器装在的冲击中保护本仪器。

口袋上部。
※仅 ATEX、IECEx 规格

皮带夹

手带

1个

1根

本仪器可挂在皮带上。
※仅 Japan Ex 规格

使用说明书

产品保修书

传感器保修书
※1、2

配备锂离子电池单元和充电器或者电池单元和 7 号碱性电池中的一种。

危险关于防爆• 请勿进行电路、结构等的改造或变更。
• 氧气浓度的测量时，请勿进行空气和可燃性气体、有毒气体的混合物以外的测量。
• 携带本仪器在危险场所使用时，作为静电起电导致的危险的综合防止对策，请遵守以下事项。
① 衣服请使用防静电工作服，靴子请使用导电鞋（防静电作业鞋）② 室内请在导电性工作台（漏泄电阻 10MΩ以下）的环境中使用。
• 可连接的电池单元为 BUL-3R（合格编号 DEK18.0017）或 BUD-3R（合格编号 DEK18.0018）。

- 15 -

3-2. 各部的名称和功能

3 产品的构成

3-2. 各部的名称和功能对主机、电池单元各部的名称和功能及 LCD 显示进行说明。

主机（4）、（5）

（7）

（1）

（4）

（2）

（3）
（6）

（8）

名称

主要功能

（1） LCD 显示部

显示气体的种类及气体浓度等。

（2） POWER/MODE 按钮

接通/切断电源。以及在设定模式等进行确定操作的按钮。

（3） AIR 按钮

测量模式中进行 AIR 校正。以及在设定模式等进行选择操作的按钮。

（4） 警报窗

警报时红色灯闪烁。

（5） 红外线通信端口

使用数据记录管理程序时，和电脑进行数据通信。

（6） 蜂鸣器出声口发出操作音、警报音的口。（请勿遮盖。）（7） 充电用接点连接充电器（EPU15-102-L6）的接点。

（8） 传感器部搭载用于检测各气体的传感器。

注意• 请勿用前端尖锐的物品扎蜂鸣器出声口及传感器的开口部。水和异物等侵入可能导致故障及破损。
• 请勿剥开表面的面板膜。会损害防水防尘性能。
• 请勿在红外线通信端口粘贴标签及贴纸等。将造成无法进行红外线通信。
• 请勿用胶带等遮盖蜂鸣器出声口。可能造成设备内压无法调整而导致故障。

- 16 -

3-2. 各部的名称和功能

3 产品的构成

注记
• 本使用说明书中具有多个功能名称的按钮根据操作说明其名称如下。
例）名称“POWER/MODE 按钮”
・电源接通/切断操作时称为 POWER 按钮。
・进行设定的确定操作时称为 MODE 按钮。

电池单元＜锂离子电池单元（BUL-3R）＞
主机连接端子充电端子＜电池单元（BUD-3R）＞
电池盖

主机连接端子- 17 -

3-2. 各部的名称和功能

3 产品的构成

LCD 显示部(2)(9)(10) (3)
（10）
（9）

(1)
(6)

(4)
(5)

(8)

(7)

显示示例
名称

主要功能

（1）

动作状态显示显示动作状态。正常时闪烁。

（2）

时钟显示

显示时间。

（3）

电池余量显示显示电池余量。电池余量的大致标准请参阅注记。

（4）

可燃性气体 浓度显示

数字显示气体浓度。

（5）一氧化碳 浓度显示（显示的气体种类因规格而异。
）（6）

硫化氢 浓度显示

非可燃性气体传感器的浓度显示每秒更新 1 次。

（7）氧气 浓度显示

可燃性气体的浓度显示每 5 秒（长寿命电池动作时为 15 秒）更新 1（8）二氧化硫 浓度显示次。

（9）

蜂鸣器音量显示

显示蜂鸣器音量。图标的意义请参阅注记。

（10）蓝牙 启动显示

表示 BLE（BLUETOOTH）设为启动。

注记• 电池余量的大致标准显示如下。
电量充足。
电量消耗。
请充电（更换电池）。
电池余量进一步减少时，电池标志将闪烁。
• 蜂鸣器音量显示如下所示显示为 HIGH 和 LOW。
音量 HIGH
音量 LOW• BUMP 期限结束显示设定为启动时，BUMP 期限内在 LCD 左上角显示“✔”标志。关于 BUMP 期限显示设定，请参阅“6-4-4. BUMP 测试的设定”（P.60）。
• 长寿命电池功能设定为启动时，在 LCD 左上角显示“L”标志。
• 用户模式选择中在 LCD 上显示“MAINTE”标志。
• 蓝牙启动时的显示如下。

BUMP 测试
气体校正
校正期限设定通信中：亮灯广播中：1 秒启动/关闭用户模式

停止中：灭灯- 18 -

4-1. 气体警报动作

4 警报动作

44

警报动作

4-1. 气体警报动作＜气体警报的种类＞“气体警报”在检测气体浓度达到或者超过下表所示的警报设定值时发报。（自我保持动作）气体警报的种类包括第一警报（WARNING）、第二警报（ALARM）、第三警报（ALARM H）、TWA 警报、
STEL 警报、OVER 警报（超量程）、M OVER 警报（负值传感器故障）。
气体警报的优先顺序如下所示。
第一警报 < 第二警报 < 第三警报 <M OVER 警报 < OVER 警报 < 综合警报点 < TWA 警报 < STEL 警报＜初始设定＞
项目

CO2

测量

可燃性气体

氧气

一氧化碳

硫化氢

气体
测量范围

甲烷/HC
0-100 %LEL 0-25 %0-500 ppm

0-30 ppm

0-5 vol%

服务范围-25.1-40 %最小解析度

1 %LEL0.1 %501-2000ppm
1 ppm

30.1-200ppm
0.1 ppm

5.01-10
vol%0.01 vol%第一警报： L：
10 %LEL18.0 %
第二警报： LL：
50 %LEL18.0 %
第三警报： H：
25.0 %
50 %LELOVER 警报： OVER 警
100 %LEL 报：警报设定值（ Japan Ex MOVER 警 40.0 %
MOVER
报：
规格）
警报：
-10%LEL-1.0vol%

第一警报：第一警报： 第一警报：

25 ppm1.0 ppm0-10000ppm
20 ppmSO2
0-20 ppm
20.05-100
ppm
0.05 ppm

第一警报： 第一警报：0.50 vol% 5000 ppm 2.00 ppm
第二警报： 第二警报： 第二警报： 第二警报： 第二警报：
50 ppm
10.0 ppm 3.00 vol% 5000 ppm 5.00 ppm
第三警报： 第三警报： 第三警报： 第三警报： 第三警报：
50 ppm
10.0 ppm 3.00 vol% 5000 ppm 5.00 ppm
TWA 警报： TWA 警报： TWA 警报： TWA 警报： TWA 警报：
25 ppm1.0 ppm
0.50 vol% 5000 ppm 2.00 ppm
STEL 警报： STEL 警STEL 警报： STEL 警报
STEL 警报：200 ppm
3.00
vol%
5.00
ppm
报：
OVER 警报： 5.0 ppm
OVER 警报： OVER 警报： OVER 警报：
2000 ppm OVER 警 10.00 vol% 10000 ppm 100.00 ppm
MOVER 警 报：
MOVER 警 MOVER 警 MOVER 警
报：
200.0
报：
报：
报：
ppm
-1000ppm-50ppm-0.50vol%-10.0ppm
MOVER警报：-10.0ppm- 19 -

4-1. 气体警报动作

4 警报动作第一警报：L：
19.5 %
10 %LEL
第二警报： LL：
18.0 %
25 %LEL
第三警报： H：
23.5 %
50 %LELOVER：
OVER：
40.0 %
100
%LEL
警报设定值
MOVER
（ ATEX 、 MOVER 警警报：
IECEx 规格） 报：-1.0vol%-10%LEL第一警报：第一警报： 第一警报：

25 ppm

5.0 ppm第二警报：第二警报： 第二警报：

第一警报：

第一警报：

0.50 vol%5000 ppm 2.00 ppm
第二警报： 第二警报：
50 ppm30.0 ppm 3.00 vol% 5000 ppm 5.00 ppm
第三警报： 第三警报： 第三警报： 第三警报： 第三警报：
1200 ppm 100.0
3.00 vol% 5000 ppm 100.0 0ppm
ppm
TWA 警报：TWA 警报： TWA 警报： TWA 警报：
TWA 警报： 0.50 vol%25 ppm
5000 ppm 0.25 ppm
1.0
ppm
STEL
警报
STEL
警报
STEL 警报：STEL 警报：STEL
警
3.00 vol% 200 ppm
0.25 ppm
OVER 警报： OVER 警报： OVER 警报：
OVER 警报： 报：
10.00 vol% 10000 ppm 100.00 ppm
2000 ppm 5.0ppm
OVER
警
MOVER 警 MOVER 警 MOVER 警
MOVER 警
：
报
报：
报：
报：
报：
200.0ppm-0.50vol%-1000ppm-50ppm
-10.0ppm
MOVER警报：-10.0ppm

注记• 初始设定如上表所示。
• 上表中记载数值的第一警报（WARNING）、第二警报（ALARM）、第三警报（ALARM H）、TWA
警报、STEL 警报可变更设定值。关于变更方法请参阅“6-4-6. 警报点设定”（P.67）。（记载为“－”时无法变更。）• M OVER 警报（负值传感器故障）是指零点偏向负值侧时发出的警报。

＜气体警报的蜂鸣器鸣响和灯闪烁动作＞
气体警报的动作通过蜂鸣器鸣响、警报窗的灯闪烁、振动动作 2 阶段进行告警。
各种类的动作如下所示。
TWA
警报

STEL
警报

OVER
警报

M OVER警报重复以约重复以约 1重复以约 1重复以约重复以约 1

0.5 秒为周

0.5 秒为周

秒为周期的

秒为周期的

0.5 秒为周

秒为周期的

期的強弱鸣

期的強弱鸣

強弱鸣响。

強弱鸣响。

期的強弱鸣

间歇鸣响。

响。

“哔ー哔ー” “哔ー哔ー” 响。

警报的

第一

第二

第三

种类

警报

警报

警报

蜂鸣器鸣

重复以约 1

重复以约

响

秒为周期的
強弱鸣响。

“哔ー哔ー” 响。
“哔ー哔ー

“哔ー哔ー

“哔ー哔ー

哔ー哔ー”

哔ー哔ー”

哔ー哔ー”

“哔ー哔ー”

警报窗的重复以约 1重复以约重复以约重复以约 1重复以约 1重复以约重复以约 1灯闪烁秒为周期

0.5 秒为周

0.5 秒为周

秒为周期

秒为周期

0.5 秒为周

秒为周期的

的闪烁动

期的闪烁

期的闪烁

的闪烁动

的闪烁动

期的闪烁

闪烁动作。

作。

动作。

动作。

作。

作。

动作。

振动动作

警报时振动

- 20 -

无

4-1. 气体警报动作

4 警报动作非氧气时的“警报模式（H-HH-HHH）”

氧气时的“警报模式（L-LL-H）”：1 秒周期：0.5 秒周期：1 秒周期：0.5 秒周期
RESET

RESET

第三警报设定值浓度浓度第三警报设定值
第二警报设定值第一警报设定值
第二警报设定值第一警报设定值

0

0

时间

时间

警报灯
蜂鸣器

警报灯
蜂鸣器

＜气体警报的显示动作＞
气体警报时在画面显示警报的种类，闪烁显示该气体浓度。
超过检测范围（超量程）时，在画面下方显示“OVER”，气体浓度显示部闪烁显示“∩∩∩”。

显示示例
甲烷（CH4）浓度：10%LEL
第一警报发报
警报的种类

第一警报

第二警报

第三警报

TWA
警报

STEL
警报

OVER
警报

M OVER警报

LCD 显示画 面 显 示

画面显示

画面 显示

画面显示

画面显示

画 面 显 示画面显示“M“AL1”，气

“AL2”，“AL3”，“TWA”，“STEL”，“OVER”，

OVER ”， 气

体浓度值闪

气体浓度

气体 浓度

气体浓度

气体浓度值

气体浓度值

体浓度值闪

烁。

值闪烁。

值闪烁。

值闪烁。

闪烁。

闪 烁 显 示烁“OVER”。

“-OVER”。

警告• 发出气体警报时非常危险。请客户根据判断进行妥当的处理。

注记• 警报时的动作可通过 DISP 模式的警报测试进行确认。但是，警报测试中气体浓度值不闪烁。

- 21 -

显示

4-2. 故障警报动作

4 警报动作4-2. 故障警报动作“故障警报”检测本仪器内的异常动作，作为故障警报发报。（自我保持动作）警报的种类包括系统异常、时钟异常、电池电压异常、传感器异常。
警报时的动作通过蜂鸣器鸣响、警报窗的灯闪烁进行告警。
・蜂鸣器鸣响：重复以约 1 秒为周期的间歇鸣响。“哔ー哔ー，哔ー哔ー”
・警报窗的灯闪烁：重复以约 1 秒为周期的闪烁动作。
故障警报时的显示示例如下所示。

系统异常

时钟异常
时钟异常

系统异常

电池电压异常

传感器异常

传感器异常

电池电压异常故障警报发报时，请查明原因采取适当的处理。
仪器存在问题，故障频发时，请立即联系本公司营业所。

注记• 关于故障内容（错误信息）的详情请参阅“ 故障检修”（P.98）。
9- 22 -

4-3. 混乱警报

4 警报动作4-3. 混乱警报
混乱警报是为了让使用者通知周围异常手动发报警报的功能。

警告• 混乱警报是辅助使用者或周围人员进行判断的功能。其检测结果并不能保障生命及安全。使用时请勿仅依赖本功能。
• 发报混乱警报时，请确认周围的情况妥善使用。

混乱警报的蜂鸣器鸣响和灯闪烁动作
警报的种类
蜂鸣器鸣响
警报窗的
灯闪烁

预备警报

正式警报

重复以约 0.5 秒为周期的间歇鸣响。

重复以约 1 秒为周期的強弱鸣响。

“哔、哔、哔、哔”“哔ー哔ー哔ー哔ー”

重复以约 0.5 秒为周期的闪烁动作。

重复以约 1 秒为周期的闪烁动作。

混乱警报的发报和警报模式
使用者感到异常发报混乱警报时，请快速拍击本仪器 2 次。
混乱警报时，在 5 秒的预备警报后，切换到正式警报。

注记
• 要停止混乱警报的预备警报及正式警报时，请按下 AIR 按钮或 MODE 按钮。

- 23 -

4-4. MAN DOWN 警报

4 警报动作4-4. MAN DOWN 警报
MAN DOWN 警报是通过内置的运动传感器，检测佩戴本仪器的使用者的运动，使用者在一定时间不动时发出警报的功能。

警告• MAN DOWN 警报是辅助周围人员进行判断的功能。其检测结果并不能保障生命及安全。使用时请勿仅依赖本功能。
• 使用 MAN DOWN 警报时，请确认周围的情况妥善使用。

MAN DOWN 警报的蜂鸣器鸣响和灯闪烁动作警报的种类预备警报 1预备警报 2

正式警报

蜂鸣器鸣响

重复以约 1 秒为周期的间歇重复以约 0.5 秒为周期的间重复以约 1 秒为周期的強弱

鸣响。

歇鸣响。

鸣响。

“哔、哔”

“哔、哔、哔、哔”“哔ー哔ー哔ー哔ー”

警报窗的重复以约 1 秒为周期的闪烁重复以约 0.5 秒为周期的闪重复以约 1 秒为周期的闪烁

灯闪烁

动作。

烁动作。

动作。

MAN DOWN 警报的显示和警报模式
一定时间无法检测到使用者的运动时，灯闪烁，同时边振动边按阶段发报预备警报 1、预备警报 2、正式警报。
发报正式警报后，LCD 下部显示“MAN DOWN”。
从预备警报切换到正式警报的时间的初始设定如下所示。

MAN DOWN

・预备警报 1：检测到 60 秒后・预备警报 2：检测到 75 秒后
・正式警报：检测到 90 秒后

注记• 发报 MAN DOWN 警报的预备警报时，检测到使用者运动后，停止发报返回检测状态。
• 要停止 MAN DOWN 警报的正式警报时，请按下 AIR 按钮或 MODE 按钮。
• 可变更 MAN DOWN 警报的发报时间。关于变更方法请参阅“6-4-5. MAN DOWN 警报设定”（P.65）。

- 24 -

5-1. 使用之前

5 使用方法55

使用方法

5-1. 使用之前
无论是第一次使用本仪器，还是已有使用经验，都请务必遵守使用方法的注意事项。
不遵守这些注意事项时，可能导致仪器发生故障，无法正常检测气体。

5-2. 起动准备开始气体检测前，请确认以下内容。
・电池余量充足・本仪器内的过滤器无脏污、无堵塞

注记
• 使用外部装置变更本仪器的设定时，请务必确认设定变更正确。
• 为了防止划伤，出厂时本仪器的显示部贴有保护膜。
• 使用前请务必剥下保护膜。产品粘贴该保护膜时，无法保证防爆性能。

5-2-1. 锂离子电池单元（BUL-3R）的充电和安装初次使用本仪器时，以及锂离子电池单元内的充电电池的电池余量不足时，请根据以下步骤使用配套的充电器进行充电。

危险• 请在安全的场所更换锂离子电池单元。
• 请在安全的场所使用配套的充电器进行充电。
• 请在 0℃～＋40℃的环境中进行充电。

- 25 -

5-2. 起动准备

5 使用方法注意• 请务必在将本仪器电源置于关闭后更换电池单元。
• 请勿边充电边使用本仪器。将无法正确测量。另外，会导致电池寿命缩短，充电池提早劣化。
• 充电器不是防尘防水结构。请勿在主机沾水的状态下充电。
• 充电器不是防爆规格。
• 安装锂离子电池单元后，请用螺丝充分固定。螺丝固定不充分时，可能造成电池单元脱落或从缝隙浸水。
• 请勿损伤橡胶垫圈。
• 为了维持防水／防尘性能，建议橡胶垫圈无论是否有异常，请 3～6 年进行更换。
• 不使用时，请务必从插座上拔下充电器。
• 请勿直接用手触摸电池单元的主机连接端子。否则可能造成接触不良。
• 请勿使用金属物让连接端子间短路。否则会造成电池发热，电池余量急剧下降。

注记• 螺丝固定不充分时，可能造成电池单元脱落或从缝隙浸水。另外，缝隙夹杂细小异物时可能造成浸水。
• 充电中锂离子电池单元可能发热，并非异常。
• 充电时主机温度会升高。充电完成后，请放置 10 分钟以上再使用。主机发热状态下直接使用时，可能无
法正确测量。
• 充满电状态下无法进行充电。
• 不使用充电器时，请务必从插座上拔下。
• 长时间拆下电池单元时，时间设定将重置。
• 请采取措施无法直接用手触摸电池单元的主机连接端子。否则可能因脏污造成接触不良或因静电造成内部部件破损。

- 26 -

5-2. 起动准备

5 使用方法＜锂离子电池的充电＞
1

将充电器的 DC 插头插入主机的充
电用接点DC 插头的线缆请从主机上侧对齐插槽插入。

2

将充电器插入插座充电器连接后，充电确认用灯亮绿色
灯，开始充电后亮橙色灯。（最长约 3
小时充满电）
充电结束后，充电确认用灯亮绿色灯。

充电确认用灯3

充电结束后，从插座拔下充电器- 27 -

5-2. 起动准备

5 使用方法＜锂离子电池单元的拆卸／安装方法＞
1

确认主机电源切断
电源接通时，
按下 POWER 按钮，切断电源。

2

拧松固定电池单元的 4 根螺丝，从
主机上拆下锂离子电池单元3

安装锂离子电池单元时，用 4 根螺
丝固定请注意安装面的橡胶垫圈应没有错位没有短缺。
紧固转矩的大致标准为 15～16N・cm。

- 28 -

5-2. 起动准备

5 使用方法

5-2-2. 电池单元（BUD-3R）的安装
替代锂离子电池单元安装使用电池单元时，本仪器可以使用 2 颗 7 号碱性电池。
初次使用电池单元时或电池余量不足时，请根据以下步骤安装或更换新的 7 号碱性电池。

危险• 请在安全的场所更换电池单元。
• 请在安全的场所更换电池。
• 请务必使用指定的电池。

注意• 请务必在切断本仪器电源后更换电池单元。
• 更换电池时，请务必在切断本仪器的电源后进行。
• 更换电池时，请务必在没有爆炸性气体的安全场所进行。
• 更换电池时，请使用 2 颗新电池。
• 安装电池时，请注意极性。
• 安装电池后，请切实锁定电池盖。锁定不充分时，可能造成电池脱落或从缝隙浸水。另外，电池盖的缝隙夹杂细小异物时可能造成浸水。
• 请采取措施无法直接用手触摸电池单元的主机连接端子。否则可能因脏污造成接触不良或因静电造成
内部部件破损。

＜电池单元的拆卸／安装方法＞
1

确认主机电源切断
电源接通时，
按下 POWER 按钮，
切断电源。

2

拧松固定电池单元的 4 根螺丝，从
主机上拆下电池单元- 29 -

5-2. 起动准备

5 使用方法3

安装电池单元时，用 4 根螺丝固定请注意安装面的橡胶垫圈应没有错位
没有短缺。

注记
• 锁定不充分时，可能造成电池单元脱落或从缝隙浸水。另外，缝隙夹杂细小异物时可能造成浸水。
• 长时间拆下电池单元时，时间设定将重置。

＜更换电池＞
1

拆开电池盖的锁定

2

打开电池盖

3

注意电池的极性，放入新的电池
放有旧电池时，取下旧电池。

4关闭电池盖后锁定切实将锁定旋转到固定的位置。

- 30 -

5-3. 起动方法

5 使用方法

5-3. 起动方法接通电源后，显示时间、警报点等各种设定，然后显示测量模式画面。

接通电源
按下 POWER 按钮（5 秒以上），直到蜂鸣器发出“哔”的鸣响电源接通。

LCD 显示部全部亮灯。

注记• 接通电源后，LCD、灯及蜂鸣器动作并振动。开始使用时，请确认以上正常动作。

- 31 -

5-3. 起动方法

5 使用方法从电源接通到测量画面的跳转
接通电源后，LCD 的显示如下所示自动切换，跳转到测量画面。
＜显示示例

初始设定时＞ （约 40 秒）

年/月/日

360 天
下次检查前天数
校正通知显示校正期限显示※仅 Japan Ex 规格显示

※仅 ATEX、IECEx 规格显示

自我保持
锂电池
电池电压显示时间时间显示GAS NAME

全尺寸

全尺寸显示

检测对象气体名显示

WARNINGALARM H

ALARM

第一警报点显示

第二警报点显示STEL

TWASTEL 警报点显示

TWA 警报点显示第三警报点显示

测量画面
蜂鸣器“哔 哔”鸣响 2 声，跳转到测量画面。

注意• 以可燃性气体作为检测对象气体的类型，在显示电池余量/警报动作后，可能显示右侧画面，同时蜂鸣器鸣响、灯闪烁。显示该画面时，由于可燃性气
体的替换功能，部分可燃性气体无法进行替换。关于无法进行替换的气体种类，请参阅“6-2-2. 可燃性替换气体的选择”（P.45）。显示右侧画面时，
按下 MODE 按钮可暂时解除警报，请尽早更换新的可燃性气体传感器。
• 设定为无法替换的气体时，自动返回校正气体。

- 32 -

LIMITED
替换气体列表5-3. 起动方法

5 使用方法注意• 传感器有异常时，变为测量画面之前测量值显示“FAIL”，发报传感器异常警报。此时请按下 MODE按钮，暂时解除传感器异常警报。但是，所有传感器均有异常时无法解除警报。警报解除后，传感器有异常的气体浓度显示部显示“－－－－”，无法进行传感器有异常的气体检测。请立即联系销售商或附近的本公司营业所。
• 起动后进行气体检测之前请实施“5-4. AIR 校正”（P.35）。

注记• 内置时钟有异常时，可能发报故障警报“时间异常”。此时请按下 MODE 按钮。暂时解除故障警报，
在时钟的时间异常的状态下开始测量。
休息时间休息时间设定为启动时，5 秒倒计时显示“是电源接通时保持上次电源设为关闭时的 TWA 值和 PEAK
值继续测量，还是重置上次电源设为关闭时的值”的确认画面。按下 MODE 按钮保持测量数据，按下 AIR 按钮重置测量数据。
BUMP 期限
BUMP 期限结束设定为启动时，电源接通时显示从最后进行 BUMP 测试的日期距任意设定日期的剩余
天数。关于 BUMP 期限结束设定，请参阅“6-4-4. BUMP 测试的设定”（P.60）。
校正通知显示校正通知显示（仅 Japan Ex 规格）显示最后校正日起 1 年（365 日）后的日期以及距其的剩余天数。
距最后校正日已超过 1 年时，蜂鸣器告警。按下 POWER 按钮可解除蜂鸣器。
仅 ATEX、IECEx 规格，电源接通时显示校正期限。校正期限显示中显示最后校正日距离任意设定日
期的剩余天数。详情请参阅“6-4-3. 校正期限设定”（P.57）。
DATE
显示日期和时间。关于日期／时间设定及显示形式，请参阅“6-4. 用户模式的设定”（P.57）。本仪器靠近 IrDA 通信对象时将跳转至通信模式。另外，无通信对象时，同时按下 AIR+MODE 按钮可跳转至通信模式。
电池余量/警报动作
画面上方显示电池余量（电压）。
画面中央显示气体警报动作的设定（＜自我保持＞）。
画面下方显示使用的电池（锂离子电池或电池）。
检测对象气体名显示检测对象气体名。另外，可燃性气体替换设定中，画面下部显示替换中的气体名。
本仪器靠近 IrDA 通信对象时将跳转至通信模式。另外，无通信对象时，同时按下 AIR+MODE 按钮可
跳转至通信模式。
全量程显示检测对象气体的全尺寸值。设定 IEC 或 ISO 的 LEL 值时，全尺寸显示部分显示 IEC 或 ISO。
第一警报点显示检测对象气体的第 1 阶段的警报设定值。
第二警报点显示检测对象气体的第 2 阶段的警报设定值。
第三警报点显示检测对象气体的第 3 阶段的警报设定值。

- 33 -

5-3. 起动方法

5 使用方法STEL 警报点（仅以可燃性气体和非氧气为检测对象的类型时，显示 TWA 及 STEL。）

显示检测对象气体的 STEL 的警报设定值。STEL 值是指使用者连续 15 分钟接触时，并且毎日的接触
低于 TWA 值时对使用者没有健康危害的有害物质的浓度。
TWA 警报点（仅以可燃性气体和非氧气为检测对象的类型时，显示 TWA 及 STEL。）
显示检测对象气体的 TWA 的警报设定值。TWA 值是指 1 天 8 小时或一周 40 小时的常规作业中即使多次接触，也几乎对所有使用者不会造成健康危害的有害物质的时间负荷平均值。

- 34 -

5-4. AIR 校正

5 使用方法

5-4. AIR 校正
AIR 校正是为了正确测量气体浓度的必要的调零。

警告• 使用周围空气进行 AIR 校正时，请先确认周围是新鲜的空气。在存在杂质气体及干扰气体等的状态下，无法进行正确的 AIR 校正，真实发生气体泄漏时非常危险。

注意
•
•
•
•

起动后进行气体检测之前请实施 AIR 校正。
请在接近使用环境状态的压力、温湿度条件下，在新鲜的空气中进行 AIR 校正。
请在指示稳定后进行 AIR 校正。
保管场所及使用场所的温度会发生 15℃以上的剧变时，请在接通电源的状态下放在和使用场所相同的环境中适应 10 分钟，然后在新鲜空气中实施 AIR 校正后再使用。
CO2 传感器的初始设定不适用 AIR 校正。CO2 传感器在用户模式中将 CO2 传感器 AIR 校正设定设为（P.74）。
启动，可进行 AIR 校正。关于变更方法，请参阅“6-4-14. CO2 传感器 AIR 校正的启动/关闭”
AIR 校正中将调整为 400ppm。请确认周围环境为新鲜空气。另外，通过本设定进行 AIR 校正时，请
注意将不满足通常的产品规格。

AIR 校正步骤1

在测量画面长按 AIR 按钮显示 AIR 校正画面。
请在显示右侧画面期间按住 AIR 按钮。
显示画面前或显示画面期间,松开手指将无法进行 AIR
校正。

2

按住 AIR
AIR 校正显示右侧画面时，手指松开 AIR 按钮调零松开 AIR 键
正常进行 AIR 校正后，自动返回测量模式画面。

注记
• AIR 校正失败时，出故障的传感器的浓度显示部显示“FAIL”。请按下 MODE 按钮解除故障警报（校正不良）。警报解除后，显示校正前的值。

- 35 -

5-5. 检测5 使用方法5-5. 检测危险• 测量窨井内或密闭场所时，切勿将身体探入窨井入口内，或窥探其中。有缺氧空气及其他气体喷出的危险。

警告• 使用周围空气进行 AIR 校正时，请先确认周围是新鲜的空气。在存在杂质气体及干扰气体等的状态下，无法进行正确的校正，真实发生气体泄漏时非常危险。
• 发出气体警报时非常危险。请客户根据判断进行妥当的处理。
• 电池电压低时无法进行气体检测。使用中发报电池电压低的警报时，请切断电源，在安全的场所尽快充电或更换电池。
• 请勿遮盖蜂鸣器出声口。否则将无法听到警报音。

注意• 进行气体检测前，请确认各种设定后再使用。
• 搭载二氧化碳(CO2)传感器时，因传感器的特性，通电后指示值可能变高。请进行 10～20 分钟左右的暖机，待指示稳定后再使用。

- 36 -

5-5. 检测5 使用方法5-5-1. 基本动作流程电源接通后，进入测量模式画面。

按住 AIR＜DISP 模式＞

＜测量模式＞＜AIR 校正＞
长按

AIR 校正PEAK＜气体警报状态＞＜故障警报状态＞

测量值
闪烁
传感器异常

（自我保持〈电源关闭后重置〉）（自我保持〈正常复归后重置〉）- 37 -

5-5. 检测5 使用方法5-5-2．测量模式
请在测量模式读取 LCD 显示部的数值。
一氧化碳

硫化氢

可燃性气体
（％LEL）

二氧化硫

氧气

显示示例

注意
• 在存在硅化合物、卤化物，高浓度硫化物、高浓度溶剂气体等的环境中使用可燃性气体传感器时，可能导致传感器寿命缩短，传感器对可燃性气体的灵敏度降低而无法获得正确指示，敬请注意。不得已
需要使用时，请尽可能缩短使用时间，使用后放置在新鲜的空气中，确认指示恢复，且指示没有偏移等异常。
• 为了本仪器的可燃性气体传感器＜%LEL＞进行正确的气体检测及浓度显示，需要一定以上的氧气浓度。
• 请勿对本仪器施加剧烈的压力变化。否则氧气指示值会发生短时变化，无法正确测量。
• 进行氧气传感器的校正及调整时，请勿使用氮气以外的平衡气。否则氧气的指示误差变大，无法正确测量。
• 和吸附性高的气体接触后，请放置在新鲜的空气中，确认指示值返回零后再使用。
• 一氧化碳传感器（CO）及硫化氢传感器（H2S）在低温及高温时零点可能发生变动。此时，请在环境气体中进行 AIR 校正。
• 硫化氢传感器（H2S）可能由于剧烈的温度变化出现暂时的变动。请在适应环境气体后再使用。

注记
• 可燃性气体替换设定中，画面下部显示替换中的气体名。
• 低温环境下，由于电池性能，使用时间会缩短。
• 低温时，LCD 显示部的响应可能延迟。
和 100%LEL 以上的高浓度可燃性气体接触时，过滤器内可能残留吸附的气体。吸入高浓度可燃性气体后，请务必放置在新鲜空气中，进行空气净化去除吸附气体，直到指示值回到零附近。完全净化前就
进行 AIR 校正时，可能无法进行正确的调整，并影响测量。另外，检测到 100%LEL 后将变为锁定，氧气下降或按 MODE 按钮后才会回复。
• 一氧化碳传感器（CO）及硫化氢传感器（H2S）在低温及高温时零点可能发生变动。此时，请在环境气体中进行 AIR 校正。

- 38 -

5-5. 检测5 使用方法• 一氧化碳传感器（ESR-A1CP）是具备补偿功能的传感器，可降低氢所造成的干扰。该功能最大可对2000ppm 的氢发挥功能。检测到 2000ppm 以上浓度的氢时，浓度显示部分将交替显示“H2”和“RICH”。
虽然可以继续测量，但由于会严重受到氢干扰的影响，一氧化碳浓度的指示值会产生较大误差。

浓度显示部：RICH

浓度显示部：H2• 一氧化碳传感器（CO）接触超过测量范围的高浓度气体时，灵敏度可能会暂时变低。接触高浓度的气
体后，请务必放置在新鲜的空气中进行空气净化。
• 硫化氢传感器（H2S）接触超过测量范围的高浓度气体时，灵敏度可能会暂时变低。接触高浓度的气体后，请务必放置在新鲜的空气中进行空气净化。
• 一氧化碳传感器（CO）及硫化氢传感器（H2S）接触超过测量范围的高浓度气体时，灵敏度可能会暂时变低。接触高浓度的气体后，请务必放置在新鲜的空气中进行空气净化。
• 警报发报中无法跳转到 DISP 模式。
• 在使用温度范围外测量 20 分钟以上时，发报温度范围异常。发报温度范围异常时，请在使用温度范围
内放置 5 分钟以上或关闭主机电源。

TEMP WARN- 39 -

5-6. 切断电源

5 使用方法

5-6. 切断电源注意• 测量结束后，浓度显示未返回零（显示氧气浓度时为 20.9%）时，请放置在新鲜的空气中，等显示
返回零后再切断电源。

按住 POWER 按钮
要切断电源时，请在安全的场所待显示返回零（0，氧气为
20.9％）后再长按 POWER 按钮。

关闭电源蜂鸣器“哔 哔 哔”鸣响 3 声，显示部显示“关闭电源”后电
源切断。
关闭电源显示注记• 切断电源时，请按住直到显示消失。

注意• 仪器脏污时，请用抹布或沾水后拧干的布等擦拭干净。
• 擦拭仪器脏污时，请勿使用酒精、挥发油等有机溶剂及市场销售的清洁剂。

- 40 -

6-1. DISP 模式

6 设定方法66设定方法6-1. DISP 模式
DISP 模式中可确认及变更各种显示等。另外，会记录变更的设定。

6-1-1. 显示 DISP 模式
在测量模式画面按下 MODE 按钮每次按下 MODE 按钮，按顺序显示各画面。

变更设定时按下 AIR 按钮
显示设定画面。

各设定结束后按下 MODE 按钮记录设定，返回上一个画面。

返回测量模式画面时，在 DISP 模式多次按下 MODE 按钮注记• 约 20 秒内不进行任何操作时，返回测量画面。
• 在显示警报设定值时，同时按下 AIR 按钮和 MODE 按钮，可进行警报测试。
• 在显示 DISP 模式时，同时长按 AIR 按钮和 MODE 按钮，将返回测量模式。
• 正在变更设定时，如想中止请同时长按 AIR 按钮和 MODE 按钮。返回 DISP 模式。

6-1-2. DISP 模式的显示内容
画面表记（设定项目）PEAK（PEAK 显示/PEAK 重
置）

显示内容

LCD 显示显示接通电源后到当前参考页码
长按 AIR 按钮至为止所检测到的气体最

PEAK 值清除画面

高浓度值（氧气为最低
浓度）。

PEAK

- 41 -（P.44）

6-1. DISP 模式

6 设定方法画面表记显示内容（设定项目）

LCD 显示参考页码显示接通电源后到当前STEL（STEL 显示）的 STEL 值。
STEL 值是指 60 秒内的※仅显示 CO、H2S、SO2 和测量值的 15 个平均值

CO2 （vol%）数据合计后除以 15 得----STEL

到的值。
每 60 秒更新数值。
显示接通电源后到当前
TWA（TWA 显示）※仅显示 CO、H2S、SO2 和
CO2的 TWA 值。
TWA 值是指 60 秒内的-----测量值的累计平均值除以 480 得到的值。

TWA每 60 秒更新数值。
选择替换气体从本仪器中事先记录的（可燃性替换气体选择） 气体列表中选择替换气※仅显示以可燃性气体作为检测对象的规格长寿命电池

按下 AIR 按钮至设体的种类。

（长寿命电池设定）进行长寿命电池的启动※仅显示以可燃性气体作为检/关闭。

测对象的规格校正记录
（校正记录显示）※仅 ATEX、IECEx 规格显示

显示校正的气体种类和日期。

BUMP 记录

显示 BUMP 测试的气体（BUMP 记录显示）

种类和日期。

时间（时间温度显示）警报点（显示警报设定值）变更：AIR选择替换气体定画面（P.45）

关闭下一步：MODE长寿命电池

按下 AIR 按钮至设

选择：AIR
下一步：MODE
校正记录

按下 AIR 按钮至设

变更：AIR
下一步：MODEBUMP 记录

按下 AIR 按钮至设

定画面（P.47）

定画面（P.48）

定画面（P.49）

年/月/日
显示日期、时间和温度。

----时间

选择：AIR
下一步：MODE警报点显示各种警报设定值。

- 42 -

按下 AIR 按钮至确
认画面（P.48）

6-1. DISP 模式

6 设定方法画面表记显示内容（设定项目）
显示上下反转
（LCD 上下反转设定）

LCD 显示根据本仪器的方向，上关闭变更：AIR显示上下反转

下 180 度反转 LCD 显示。

显示黑白反转
（LCD 背景色反转显黑白反转显示 LCD。

示）

蓝牙

蓝牙

（蓝牙设定）

启动/关闭设定。

蜂鸣器音量（蜂鸣器音量调节功
能）调节警报蜂鸣器的音量。

参考页码

按下 AIR 按钮至设
定画面（P.51）

关闭变更：AIR显示黑白反转

按下 AIR 按钮至设关闭变更：AIR蓝牙

按下 AIR 按钮至设

大下一步：MODE
蜂鸣器音量

按下 AIR 按钮至设

定画面（P.52）

定画面（P.52）

定画面（P.53）

言語切替

设定为其他的显示语言

按下 AIR 按钮至设※仅 Japan Ex 规格显示

时，返回日语显示。

定画面（P.53）语言切换（语言切换）※仅 ATEX、IECEx 规格显示

语言
切换
返回英文
选择 : AIR设定为其他的显示语言
时，返回英语显示。

按下 AIR 按钮至设
定画面（P.53）

注记
•
•
•
•
•

启动休息时间功能时，PEAK 显示和 TWA 显示继承显示上次电源关闭时的测量值。
HC GAS（可燃性替换气体选择）在校正气体种类为 CH4 和 i-C4H10 以外时不显示。
在用户模式将 BUMP 期限结束显示的启动/关闭设为启动时，显示 BUMP 记录。
在用户模式将校正期限结束显示的启动/关闭置于启动时，显示校正记录。
时间温度显示的项目中显示的温度是仪器的内部温度，与实际的使用环境温度不同。

- 43 -

6-2. DISP 模式的设定

6 设定方法

6-2. DISP 模式的设定
DISP 模式可以从测量画面切换显示，确认及变更设定内容。

6-2-1. PEAK 值显示的清除
清除 PEAK 值（接通电源后到当前为止的最高浓度的测量值，氧气为最低浓度）。

1

在测量画面按 MODE 按钮，可显示 PEAK 画面

2

长按（3 秒钟）AIR 按钮PEAK

按住 AIR峰值清除

3

画面显示“松开 AIR 键”后松开 AIR 按钮松开 AIR 键峰值清除
清除 PEAK 值后显示“结束”，返回步骤 1 的画面。

- 44 -

6-2. DISP 模式的设定

6 设定方法

6-2-2. 可燃性替换气体的选择
可燃性气体的测量时，可替换本仪器中事先记录的气体，并显示浓度。
可变更的可燃性气体如下所示。
＜可燃性替换气体种类一览＞
替换气体名称气体名称显示校正气体种类是否可

替换限制时

甲烷

CH4

替换
CH4
i-C4H10×异丁烷

i-C4H10

○

-

○

氢气

H2

○

○

○

甲醇

CH3OH

○

○

×

乙炔

C2H2

○

○

○

乙烯

C2H4

○

○

○

乙烷

C2H6

○

×

○

乙醇

C2H5OH

○

○

×

丙烯

C3H6

○

○

○

丙酮

C3H6O

○

○

×

丙烷

C3H8

○

×

○

丁二烯

C4H6

○

○

○

环戊烷

C5H10

○

○

○

苯

C6H6

○

○

×

正己烷

n-C6H14

○

○

○

甲苯

C7H8

○

○

×

正庚烷

n-C7H16

○

○

○

二甲苯

C8H10

○

○

×

正壬烷

n-C9H20

○

○

×

乙酸乙酯

EtAc

○

○

×

异丙醇

IPA

○

○

×

甲基乙基酮

MEK

○

○

×

甲基丙烯酸甲酯

MMA

○

○

×

二甲醚

DME

○

○

×

甲基异丁基酮

MIBK

○

○

×

四氢呋喃

THF

○

○

×

是否可替换
○

注意
• 以可燃性气体作为检测对象气体的类型，在电源接通时或气体校正后，可能显示右侧画面，同时蜂鸣器鸣响、灯闪烁。显示该画面时，上述表中的“替换限制时是否可替换”栏记载×标记的气体种类不能使用替换功能。显示右
侧画面时，按下 MODE 按钮可暂时解除警报，请尽早更换新的可燃性气体传感器。

- 45 -

LIMITED
替换气体列表6-2. DISP 模式的设定

6 设定方法注记• 可燃性替换气体的选择在 CH4 或 i-C4H10 时显示。
• 用户模式的“DISP 模式项目显示的启动/关闭”为关闭时不显示。
• 正在变更设定时，如想中止请同时长按 AIR 按钮和 MODE 按钮。返回 DISP 模式。
• 规格一览中记载的警报精度及警报延迟时间仅适用于校正气体。
• 替换的浓度显示为大致标准。要正确显示浓度，需要使用测量对象气体进行气体校正。关于使用测量对象气体进行的气体灵敏度校正，请委托销售商或附近的本公司营业所。
• 可替换气体的列表请参阅“可燃性替换气体种类一览”（P. 45）。
• 本仪器根据检测的可燃性气体有多种规格。根据规格有的气体种类无法替换。请参阅“可燃性替换气
体种类一览”（P.45）。
• 选择可燃性替换气体时，使用环境中存在其他可燃性气体时也会发出指示。
• 但是，氢气(H2)选为替换气体时，关于“可燃性替换气体一览”的“替换限制时是否可替换”项目标记为“×”的气体种类，使用环境中存在时不发出指示。
• 进行替换时，将不满足本仪器的指示精度。

1

在测量画面多次按下 MODE 按钮，可显示替换气体选择画面

2

变更：AIR选择替换气体进入：MODE选择替换气体多次按下 AIR 按钮，可显示变更的可燃性气体每次按下 AIR 按钮，切换可燃性气体。
初始设定为可燃性气体传感器的校正气体。
选择替换气体3

画面如显示变更的可燃性气体，按下 MODE 按钮显示“结束”，返回步骤 1 的画面。

- 46 -

6-2. DISP 模式的设定

6 设定方法

6-2-3. 长寿命电池的设定
切换长寿命电池的启动/关闭。初始设定为“关闭”。
置于启动时，可燃性气体的浓度更新从 5 秒 1 次变更为 15 秒 1 次。

注记• 切断电源也会保持设定。
• DISP 模式设定项目显示为关闭时不进行显示。
• 长寿命电池设为启动时，无法发出可燃性气体传感器的负值传感器警报。
• 长寿命电池设为启动时，画面左上“L”标志亮灯。

1

在测量画面多次按下 MODE 按钮，可显示长寿命电池画面2关闭
变更：AIR长寿命电池

按下 AIR 按钮，选择“启动”或启动“关闭”
初始设定为“关闭”。

3

关闭下一步：MODE
长寿命电池

长寿命电池

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回步骤 1 的画面。

- 47 -

6-2. DISP 模式的设定

6 设定方法

6-2-4. 校正记录的显示显示校正的气体种类和日期。

注记• 用户模式中校正期限功能设定为关闭时不显示。
• 仅 ATEX、IECEx 规格显示。

1 在测量画面多次按下 MODE 按钮，可显示校正记录画面
2 按下 AIR 按钮
变更：AIR
下一步：MODE
校正记录
每次按下 AIR 按钮，按“CH4”→“O2”→“H2S”→“CO”→“CO2”→・・・・的顺序显示。
年/月/日

年/月/日

年/月/日

校正记录

校正记录

校正记录

年/月/日

年/月/日

校正记录

校正记录

3 按下 MODE 按钮显示“结束”，返回步骤 1 的画面。

- 48 -

6-2. DISP 模式的设定

6 设定方法

6-2-5. BUMP 记录的显示显示 BUMP 期限功能的 BUMP 期限和气体种类。

注记• 用户模式中 BUMP 期限设定为关闭时不显示。

1在测量画面多次按下 MODE 按钮，可显示 BUMP 记录画面

2

按下 AIR 按钮
选择：AIR下一步：
BUMP 记录
每次按下 AIR 按钮，按“CH4”→“O2”→“H2S”→“CO”→“CO2”→・・・・的顺序显示。
年/月/日

年/月/日

BUMP 记录
年/月/日

BUMP 记录
年/月/日

BUMP 记录

3

BUMP 记录

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回步骤 1 的画面。

- 49 -

年/月/日
BUMP 记录

6-2. DISP 模式的设定

6 设定方法6-2-6. 警报点的显示可进行警报设定值的显示及 LED、蜂鸣器、振动的工作测试。

注记• 仅以可燃性气体和非氧气为检测对象的类型时，显示 TWA 及 STEL。

1 在测量画面多次按下 MODE 按钮，可显示警报点画面
2 按下 AIR 按钮
选择：AIR
下一步：MODE警报点每次按下 AIR 按钮，按“全尺寸”→“WARNING”→“ALARM”→“ALARM H”→“STEL”→“TWA”→“全尺寸”→・・・・的顺序显示。

全尺寸

WARNING

ALARM

ALARM HSTELTWA同时按下 AIR 按钮和 MODE 按钮，可进行该警报的运行测试。按下任意按钮解除警报。

3 按下 MODE 按钮
返回步骤 1 的画面。

- 50 -

6-2. DISP 模式的设定

6 设定方法6-2-7. 显示上下反转设定
根据本仪器的方向，如下所示上下 180 度反转 LCD 显示。
“启动” 180 度反转本仪器的方向进行显示。
“关闭” 按本仪器的方向进行显示。
“自动” 根据本仪器的方向切换显示。

注记• 切断电源也会保持设定。
• 用户模式的“DISP 模式项目显示的启动/关闭”为关闭时不显示。

1 在测量画面多次按下 MODE 按钮，可显示显示上下反转画面
2 按下 AIR 按钮关闭变更：AIR显示上下反转

关闭
下一步：AIR显示上下反转

每次按下 AIR 按钮，按“关闭”→“启动”→“自动”→・・・的顺序显示。
初始设定为“关闭”。

关闭

启动

自动

显示上下反转

显示上下反转

显示上下反转

3 按下 MODE 按钮显示“结束”，返回步骤 1 的画面。

- 51 -

6-2. DISP 模式的设定

6 设定方法

6-2-8. 显示黑白反转设定黑白反转显示 LCD，以黑色背景白色文字进行显示。

注记• 切断电源也会保持设定。
• 用户模式的“DISP 模式项目显示的启动/关闭”为关闭时不显示。

1在测量画面多次按下 MODE 按钮，可显示显示黑白反转画面2

按下 AIR 按钮，选择“启动”
或“关闭”
初始设定为“关闭”。

3

关闭下一步：MODE显示黑白反转

关闭变更：AIR显示黑白反转

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回步骤 1 的画面。

启动显示黑白反转

6-2-9. 蓝牙的设定
设定是否开始蓝牙通信。设定为启动时，可以和下载安装了专用应用程序※的智能手机或平板等终端进行通信。
ATEX、IECEx 规格中进行选择。
※ 应用程序“RK Link”可以在 Google Play / App Store 中免费下载。

1

在测量画面多次按下 MODE 按钮，可显示蓝牙画面

2

按下 AIR 按钮，选择“启动”
或“关闭”，然后再按下 MODE按钮
初始设定为“关闭”。

关闭变更：AIR蓝牙显示“结束”，返回步骤 1 的画面。

注记• 切断电源也会保持设定。
• 用户模式的“DISP 模式项目显示的启动/关闭”为关闭时不显示。

- 52 -

关闭下一步：MODE蓝牙6-2. DISP 模式的设定

6 设定方法

6-2-10. 蜂鸣器音量的调节调节警报的音量。

1

在测量画面多次按下 MODE 按钮，可显示蜂鸣器音量画面

2

按下 AIR 按钮，选择“大”或“小”，然后再按下 MODE 按钮初始设定为“大”。

大变更：AIR蜂鸣器音量大下一步：MODE
蜂鸣器音量

小
蜂鸣器音量
显示“结束”，返回步骤 1 的画面。

注记• 切断电源也会保持设定。
• 用户模式的“DISP 模式项目显示的启动/关闭”为关闭时不显示。

6-2-11. 显示语言的设定＜Japan Ex 规格的操作步骤＞
显示语言设定为日语以外的语言时进行显示。显示语言返回日语的功能。

1在测量画面多次按下 MODE 按钮，可显示语言画面

2

按下 AIR 按钮
显示语言切换的确认画面。
初始设定为“日本語（日语）”。

3

按下 MODE 按钮变为所选择的语言显示，返回测量
画面。
按下 AIR 按钮，保持日语显示返回
步骤 1 画面。

- 53 -

6-2. DISP 模式的设定

6 设定方法＜ATEX、IECEx 规格的操作步骤＞
显示语言设定为英语以外的语言时进行显示。显示语言返回英语的功能。

1在测量画面多次按下 MODE 按钮，可显示 LANGUAGE CHANGE 画面

2

按下 AIR 按钮
显示语言切换的确认画面。
初始设定为“ENGLISH”。

3

按下 MODE 按钮变为日语显示，返回测量画面。
按下 AIR 按钮，保持英语显示返回
步骤 1 画面。

语言
切换
返回英文
选择 : AIR

语言
切换
返回英文
下一步 : MODE

切换
返回英文
确定吗?
是 : MODE

切换
返回英文
确定吗?
不 : AIR结束

注记• 切断电源也会保持设定。
• 返回原来的语言显示时，从 DISP 模式仅可以返回原来的语言显示。关于语言的变更，请参阅用户模式
的“6-4-17. 语言设定”（P.76）。

- 54 -

6-3. 用户模式

6 设定方法

6-3. 用户模式用户模式下可进行时间及警报点的设定等。

6-3-1. 显示用户模式
1切断电源的状态下，按下 AIR 按钮和 POWER 按钮2鸣响“哔”后，松开按钮

BUMP 测试气体校正
BUMP 设定
用户模式

接通电源，显示用户模式菜单。

3选择通过 AIR 按钮进行设定的项目，通过 MODE按钮转到设定画面

4

设定结束后，在用户模式菜单多次按下 AIR 按钮，选择“测量开始”按下 MODE 按钮进行与接通电源时相同的动作，进入测量画面。

注记• 各种设定后返回用户模式菜单。想在设定中途返回时，请同时长按 AIR 按钮和 MODE 按钮。
• 用户模式密码设定为启动时，显示密码画面。初始设定密码时，请参阅“6-4-18. 用户密码设定”（P.77）
的设定方法。

- 55 -

6-3. 用户模式

6 设定方法

6-3-2. 用户模式的设定项目
画面表记（设定项目）

LCD 显示BUMP 测试

参考页码
P.90

气体校正

BUMP 测试气体校正
BUMP 设定
用户模式

校正期限设定※仅 ATEX、IECEx 规格显示。

BUMP 测试的设定

P.83
P.57
P.57

MAN DOWN 警报设定

MAN DOWN
警报设定
休息时间
用户模式

警报点设定
休息时间的启动/关闭确认蜂鸣设定

确认蜂鸣
自动背光
显示背光
用户模式

自动背光的启动/关闭
背光亮灯时间设定

P.65
P.67
P.69
P.69
P.72
P.72
P.70

按键音的启动/关闭按键音
DISP 设定项目
IR 单位切换用户模式

DISP 模式项目显示的启动/关闭
IR 单位切换（CO2 传感器的单位切换）※仅为以 CO2 为检测对象气体的规格时显示

P.70
P.71

未正确连接 CO2 传感器时，有时可能不显示

P.71

CO2AIR 设定（CO2 传感器 AIR 校正的启动/关闭）※仅为以 CO2 为检测对象气体的规格时显示

CO2 AIR 设定
时间
时间格式
用户模式

未正确连接 CO2 传感器时，有时可能不显示

时间设定

P.72
P.72

日期的格式设定
语言设定

语言
用户密码
ROM/SUM
用户模式

用户密码设定ROM/SUM 的显示

P.73
P.74
P.75
P.75

认证显示
ROM/SUM
电波法认证
测量开始
用户模式

※根据规格有时可能不显示至测量开始- 56 -

6-4. 用户模式的设定

6 设定方法

6-4. 用户模式的设定
在用户模式可变更设定，更方便用户使用。

6-4-1. BUMP 测试本仪器具备进行 BUMP 测试（功能检查）的功能。
关于 BUMP 测试的操作步骤，请参阅保养检查的“7-3. BUMP 测试”（P.90）。

6-4-2. 气体校正本仪器的气体校正模式中，包括 AIR 校正在内，可以实施以事先设定的气体浓度值进行校正的自动校正。
进行气体灵敏度校正需要专用的器具和校正用气体，请联系销售商或附近的本公司营业所。
关于气体校正的操作步骤，请参阅保养检查的“7-2. 气体校正”（P.81）。

注记• 结束设定时，请按下 AIR 按钮选择“返回”，然后再按下 MODE 按钮。返回用户模式菜单。

6-4-3. 校正期限设定
可以在这里进行“校正期限的启动/关闭”、“校正期限天数设定”、“校正期限结束后的动作设定”、“校正对象
气体设定”。
※仅 ATEX、IECEx 规格显示。

注记• 结束设定时，请按下 AIR 按钮选择“返回”，然后再按下 MODE 按钮。返回用户模式菜单。

＜校正期限设定的设定菜单＞
1

用户模式菜单中按下 AIR 按钮选择“校正期限设
定”，然后再按下 MODE 按钮
显示校正期限设定的菜单画面。

2

按下 AIR 按钮选择设定，然后再按下 MODE 按钮- 57 -BUMP 测试
气体校正
校正期限设定用户模式
校正期限显示校正期限天数校正期限动作
校正期限设定6-4. 用户模式的设定

6 设定方法设定项目

LCD 显示校正期限显示校正期限天数校正期限动作参考页码

＜校正期限的启动/关闭＞P.58
校正期限显示校正期限天数校正期限动作
校正期限设定校正期限气体＜校正期限天数设定＞P.58＜校正期限结束后的动作设定＞P.58＜校正期限确认对象气体的选择＞P.59

返回＜校正期限的启动/关闭＞
可以选择校正期限的启动/关闭。

1

按下 AIR 按钮选择“校正期限显示”，然后再按下
MODE 按钮

2

校正期限显示校正期限天数校正期限动作
校正期限设定按下 AIR 按钮选择校正期限设定的启动/关闭，然后再按下 MODE 按钮
按下 AIR 按钮后可以选择校正期限设定的启动/关闭。
ATEX、IECEx 规格初始设定为“启动”，Japan Ex 规格无本功能。

3启动
校正期限显示按下 MODE 按钮显示“结束”，返回校正期限设定菜单。

＜校正期限天数设定＞
可以选择校正期限的天数。

1

按下 AIR 按钮选择“校正期限天数”，然后再按下
MODE 按钮

2

按下 AIR 按钮选择校正期限的天数，然后再按下
MODE 按钮
按下 AIR 按钮后可以从 1～1000 天中选择校正期限的天数。初始设定为“90 天”。

3

校正期限显示校正期限天数校正期限动作
校正期限设定按下 MODE 按钮显示“结束”，返回校正期限设定菜单。

＜校正期限结束后的动作设定＞- 58 -

90 天
校正期限天数

6-4. 用户模式的设定

6 设定方法可以设定校正期限结束后的动作。

1

按下 AIR 按钮选择“校正期限动作”，然后再按下
MODE 按钮

2

校正期限显示校正期限天数校正期限动作
校正期限设定按下 AIR 按钮，选择校正期限结束后的动作
按下 AIR 按钮，显示以下的校正期限结束后的动作。
・确认后使用： 期限结束时，可以选择进行确认并进入测量模式，或进入用户模式。
・禁止使用： 期限结束时，将无法进入测量模式。期限结束时，可以选择是否进入用户模式。
・不做任何操作： 期限结束时，可以选择是显示期限结

确认后使用
校正期限动作束并进入测量模式，或是进入用户模式。
初始设定为“确认后使用”。

3

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回校正期限设定菜单。

＜校正期限确认对象气体的选择＞
可以选择作为确认校正期限的对象的气体。

1

按下 AIR 按钮选择“校正期限气体”，然后再按下
MODE 按钮
可以选择校正对象气体。

2

校正期限天数校正期限动作
校正期限气体校正期限设定按下 AIR 按钮，选择确认校正期限的对象气体
按下 AIR 按钮，可以选择确认校正期限的气体种类。
・ALL 气体：所有传感器4 气体

・4GAS：除了第 4 槽位以外的传感器

校正期限气体初始设定为“所有气体”。

3

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回校正期限设定菜单。

- 59 -

6-4. 用户模式的设定

6 设定方法

6-4-4. BUMP 测试的设定
可以在这里设定 BUMP 测试的各种运行条件。

＜BUMP 测试的设定菜单＞
1

用户模式菜单中按下 AIR 按钮选择“BUMP 设定”，然后再按下 MODE 按钮显示 BUMP 测试的设定画面。

2

按下 AIR 按钮选择设定，然后再按下 MODE 按
钮

设定项目

气体校正
BUMP 设定
MAN DOWN用户模式BUMP 设定值BUMP 期限显示
BUMP 期限天数
BUMP 设定

LCD 显示参考页码＜BUMP 时间的选择＞P.61＜BUMP 允许率的选择＞P.61

BUMP 设定值BUMP 期限显示

BUMP 设定值BUMP 期限显示
BUMP 期限天数
BUMP 设定＜BUMP 测试后气体校正时间的选择＞
P.62＜BUMP 测试后气体校正的启动/关闭＞
P.62＜BUMP 期限结束显示的启动/关闭＞（P. 62）＜BUMP 期限天数的选择＞（P. 62）

BUMP 期限天数
BUMP 期限动作＜BUMP 期限结束动作的选择＞P.64

BUMP 期限气体＜BUMP 对象气体的选择＞P.64

返回

注记• 结束设定时，请按下 AIR 按钮选择“返回”，然后再按下 MODE 按钮。返回用户模式菜单。

- 60 -

6-4. 用户模式的设定

6 设定方法＜BUMP 时间的选择＞
设定导入试验气体的时间。

1

按下 AIR 按钮选择“BUMP 设定值”，然后再按下
MODE 按钮
显示 BUMP 测试设定菜单。

2

按下 AIR 按钮选择“测试时间”，然后再按下
MODE 按钮
显示 BUMP 时间。

3

BUMP 设定值BUMP 期限显示
BUMP 期限天数
BUMP 设定

测试时间
允许差
校正时间
BUMP 设定值

按下 AIR 按钮选择 BUMP 时间，然后再按下
MODE 按钮

30 秒

按下 AIR 按钮后可以从 30、
45、
60、
90 秒中选择 BUMP测试时间时间。初始设定为“30 秒”。

4

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回 BUMP 测试设定菜单。

＜BUMP 允许率的选择＞
设定试验气体的检查阈值。
氧气以外：校正浓度±（校正浓度×允许率）
氧气：校正浓度±（校正浓度和 20.9%的差×允许率）

1

按下 AIR 按钮选择“BUMP 设定”，然后再按下 MODE 按钮显示 BUMP 设定菜单。

2

按下 AIR 按钮选择“BUMP 设定值”，然后再按下
MODE 按钮
显示 BUMP 测试设定菜单。

3

按下 AIR 按钮选择“允许差”，然后再按下 MODE按钮显示 BUMP 允许差。

4

BUMP 设定值BUMP 期限显示
BUMP 期限天数
BUMP 设定

测试时间
允许差
校正时间
BUMP 设定值

按下 AIR 按钮选择 BUMP 允许率，然后再按下
MODE 按钮

50

按下 AIR 按钮后可以从 10％、20％、30％、40％、50％
中选择 BUMP 允许差。初始设定为“50％”。

5

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回 BUMP 测试设定菜单。

- 61 -

允许差

6-4. 用户模式的设定

6 设定方法＜BUMP 测试后气体校正时间的选择＞
选择 BUMP 测试失败后进行气体校正的时间。

1

按下 AIR 按钮选择“BUMP 设定”，然后再按下 MODE 按钮显示 BUMP 设定菜单。

2

按下 AIR 按钮选择“BUMP 设定值”，然后再按下
MODE 按钮
显示 BUMP 测试设定菜单。

3

按下 AIR 按钮选择“校正时间”，然后再按下
MODE 按钮
显示 BUMP 测试失败后进行气体校正的时间。

4

允许差
校正时间
自动校正
BUMP 设定值

按下 AIR 按钮选择 BUMP 测试后的气体校正时间，然后再按下 MODE 按钮
按下 AIR 按钮后可以从 90、120 秒中选择 BUMP 测试

90 秒
校正时间

后的校正时间。初始设定为“90 秒”。

5

BUMP 设定值BUMP 期限显示
BUMP 期限天数
BUMP 设定

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回 BUMP 测试设定菜单。

＜BUMP 测试后气体校正的启动/关闭＞
BUMP 测试失败时，可以启动/关闭自动进行气体校正的功能。

1

按下 AIR 按钮选择“BUMP 设定”，然后再按下 MODE 按钮显示 BUMP 设定菜单。

2

按下 AIR 按钮选择“BUMP 设定值”，然后再按下
MODE 按钮
显示 BUMP 测试设定菜单。

3

按下 AIR 按钮选择“自动校正”，然后再按下
MODE 按钮
显示 BUMP 测试后选择气体校正的启动/关闭。

4

校正时间
自动校正
返回
BUMP 设定值

按下 AIR 按钮选择 BUMP 测试后气体校正的启动/关闭，然后再按下 MODE 按钮
按下 AIR 按钮后可以选择 BUMP 测试后进行气体校正

启动
自动校正

的启动/关闭。初始设定为“启动”。

5

BUMP 设定值BUMP 期限显示
BUMP 期限天数
BUMP 设定

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回 BUMP 测试设定菜单。

- 62 -

6-4. 用户模式的设定

6 设定方法＜BUMP 期限结束显示的启动/关闭＞
进行 BUMP 测试期限结束通知的选择。

1

按下 AIR 按钮选择“BUMP 设定”，然后再按下 MODE 按钮显示 BUMP 设定菜单。

2

按下 AIR 按钮选择“BUMP 期限显示”，然后再按下 MODE 按钮显示 BUMP 测试期限显示的启动/关闭选择。

3

按下 AIR 按钮选择 BUMP 期限结束显示的启动/关闭
按下 AIR 按钮后可以选择 BUMP 期限显示的启动/关启动
BUMP 期限显示闭。初始设定为“关闭”。

4

BUMP 设定值BUMP 期限显示
BUMP 期限天数
BUMP 设定

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回 BUMP 测试设定菜单。

＜BUMP 期限天数的选择＞
设定 BUMP 测试实施后进行 BUMP 期限结束通知的天数。

1

按下 AIR 按钮选择“BUMP 设定”，然后再按下 MODE 按钮显示 BUMP 设定菜单。

2

按下 AIR 按钮选择“BUMP 期限天数”，然后再按下 MODE 按钮可以选择 BUMP 测试期限天数。

3

BUMP 期限显示
BUMP 期限天数
BUMP 期限动作
BUMP 设定

按下 AIR 按钮选择 BUMP 期限天数的启动/关闭
按下 AIR 按钮后可以从 0～30 天中选择 BUMP 期限天数。初始设定为“30 天”。

30 天
BUMP 期限4

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回 BUMP 测试设定菜单。

- 63 -

6-4. 用户模式的设定

6 设定方法＜BUMP 期限结束动作的选择＞
选择 BUMP 测试的期限结束显示后的动作。

1

按下 AIR 按钮选择“BUMP 设定”，然后再按下 MODE 按钮显示 BUMP 设定菜单。

2

按下 AIR 按钮选择“BUMP 期限动作”，然后再按下 MODE 按钮可以选择 BUMP 期限动作。

3

BUMP 期限天数
BUMP 期限动作
BUMP 期限气体
BUMP 设定

按下 AIR 按钮，选择 BUMP 期限结束后的动作
按下 AIR 按钮，显示以下的 BUMP 期限结束后的动作。
・“确认后使用”： 期限结束时，可以选择进行确认并进
入测量模式，或进入用户模式。
・“使用禁止”： 期限结束时，将无法进入测量模式。期限结束时，可以选择是否进入用户模
式。

确认后使用
BUMP 期限动作

・“不做任何操作”： 期限结束时，可以选择是否显示期限结束并进入用户模式。
初始设定为“确认后使用”。

4

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回 BUMP 测试设定菜单。

＜BUMP 对象气体的选择＞
可以选择作为确认 BUMP 测试期限的对象的气体。

1

按下 AIR 按钮选择“BUMP 设定”，然后再按下 MODE 按钮显示 BUMP 设定菜单。

2

按下 AIR 按钮选择“BUMP 期限气体”，然后再按下 MODE 按钮
可以选择作为确认 BUMP 期限的对象的气体。

3

BUMP 期限动作
BUMP 期限气体
返回
BUMP 设定

按下 AIR 按钮选择 BUMP 对象气体
按下 AIR 按钮，可以选择确认 BUMP 期限的气体种类。
所有气体

・“所有气体”：所有传感器・“4 气体”：除了第 4 槽位以外的传感器

BUMP 期限气体

初始设定为“所有气体”。

4

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回 BUMP 测试设定菜单。

- 64 -

6-4. 用户模式的设定

6 设定方法

6-4-5. MAN DOWN 警报设定
可以在这里进行“MAN DOWN 警报的启动/关闭”、“混乱警报的启动/关闭”、“MAN DOWN 警报的时间设定”。

注记• 结束设定时，请按下 AIR 按钮选择“返回”，然后再按下 MODE 按钮。返回用户模式菜单。

＜MAN DOWN 警报的设定菜单＞
1

用 户 模 式 菜 单 中 按 下 AIR 按 钮 选 择 “ MAN
DOWN”，然后再按下 MODE 按钮显示 MAN DOWN 警报的菜单画面。

2

BUMP 设定
MAN DOWN
警报设定用户模式

按下 AIR 按钮选择设定，然后再按下 MODE 按MAN DOWN
混乱
MAN DOWN 时间
MAN DOWN 菜单

钮

设定项目

LCD 显示＜MAN DOWN 警报的启动/关闭＞P.65

MAN DOWN
混乱
MAN DOWN 时间

参考页码MAN DOWN
混乱
MAN DOWN 时间
MAN DOWN 菜单

＜混乱警报的启动/关闭＞P.66＜MAN DOWN 警报的时间设定＞P.66

返回＜MAN DOWN 警报的启动/关闭＞
可以选择 MAN DOWN 警报的启动/关闭。

1

按下 AIR 按钮选择“MAN DOWN”，然后再按下
MAN DOWN
混乱
MAN DOWN 时间
MAN DOWN 菜单

MODE 按钮

2

按下 AIR 按钮选择 MAN DOWN 警报的启动/关闭，然后再按下 MODE 按钮
按下 AIR 按钮后可以选择 MAN DOWN 警报的启动/关启动MAN DOWN闭。初始设定为“关闭”。
显示“结束”，返回 MAN DOWN 警报菜单。

- 65 -

6-4. 用户模式的设定

6 设定方法＜混乱警报的启动/关闭＞
可以选择混乱警报的启动/关闭。

1

按下 AIR 按钮选择“混乱”，然后再按下 MODE 按MAN DOWN
混乱
MAN DOWN 时间
MAN DOWN 菜单

钮2

按下 AIR 按钮选择混乱警报的启动/关闭，然后再按下 MODE 按钮启动

按下 AIR 按钮后可以选择混乱警报的启动/关闭。初始混乱

设定为“关闭”。
显示“结束”，返回 MAN DOWN 警报菜单。

＜MAN DOWN 警报的时间设定＞可以设定 MAN DOWN 警报的发报时间。

注记• 各警报时间请在以下范围内设定。
10 秒 ≤ 预备警报 1 ≤ 预备警报 2 ≤ 正式警报 ≤ 120 秒

1

按下 AIR 按钮选择“MAN DOWN 时间”，然后再按下 MODE 按钮

2

按下 AIR 按钮选择 MAN DOWN 警报的预备警报
1 的时间，然后再按下 MODE 按钮
按下 AIR 按钮后，可以在 10 秒～预备警报 2 的设定时间范围内选择预备警报 1 的时间。初始设定为“60 秒”。

3

60 秒预备警报 1

按下 AIR 按钮选择 MAN DOWN 警报的预备警报
2 的时间，然后再按下 MODE 按钮
按下 AIR 按钮后，可以在预备警报 1 的设定时间～正式警报的设定时间范围内选择预备警报 2 的时间。初始
设定为“75 秒”。

4

混乱
MAN DOWN 时间
返回
MAN DOWN 菜单

75 秒预备警报 2

按下 AIR 按钮选择 MAN DOWN 正式警报的时间，然后再按下 MODE 按钮
按下 AIR 按钮后，可以在预备警报 2 的设定时间～120
秒的范围内选择正式警报的时间。初始设定为“90 秒”。
显示“结束”，返回 MAN DOWN 警报菜单。

- 66 -

90 秒
正式警报

6-4. 用户模式的设定

6 设定方法6-4-6. 警报点设定
可以在这里进行第一～第三警报点和 STEL 警报点、TWA 警报点的设定，以及将设定返回初始设定。

＜警报点的设定＞
警报点可以以 1 位为单位进行设定。
检测对象气体

1位

设定下限值

设定上限值

可燃性气体（HC/CH4）

1 %LEL

5 %LEL

60 %LEL一氧化碳（CO）

1 ppm

20 ppm2000 ppm

硫化氢（H2S）

0.1 ppm

1.0 ppm

200.0 ppm

二氧化硫（SO2）

0.05 ppm

1.00 ppm

100.00 ppm

0.01 vol%0.50 vol%8.00 vol%20 ppm2000 ppm

9000 ppm

第一警报/第二警报

第三警报

二氧化碳（CO2）＜vol%＞
二氧化碳（CO2）＜ppm＞
检测对象气体1位

氧气（O2）

0.1 vol%

设定下限值

设定上限值

设定下限值

设定上限值

0.0 %

20.0 %

21.8 %

40.0 %

注记• 警报点请设定为第一警报 ≤ 第二警报 ≤ 第三警报（氧气设定为第一警报 ≥ 第二警报）。

1

用户模式菜单中按下 AIR 按钮选择“警报设定”，
然后再按下 MODE 按钮显示可燃传感器选择画面。

2

MAN DOWN
警报设定
休息时间
用户模式

按 下 AIR 按 钮 选 择 气 体 的 种 类 ， 然 后 再 按 下MODE 按钮
每次按下 AIR 按钮显示检测对象气体及警报点重置画面（P.68）。

警报设定按下 MODE 按钮显示第一警报点（WARNING）的设
定画面。

3

按下 AIR 按钮选择第一警报点的数值，然后再按下 MODE 按钮
显示第二警报点（ALARM）的设定画面。
WARNING

4

按下 AIR 按钮选择第二警报点的数值，然后再按下 MODE 按钮
显示第三警报点（ALARM H）的设定画面。
ALARM- 67 -

6-4. 用户模式的设定

6 设定方法5

按下 AIR 按钮选择第三警报点的数值，然后再按下 MODE 按钮
有毒气体时，之后将显示 STEL、TWA 的设定画面，请
以同样的操作进行设定。

ALARM H显示“结束”后，显示警报点重置画面。

注记• 关于设定的重置请参阅“警报点的重置”（P.68）。未正确设定本仪器时，可能会不显示“警报点的重置”。此时请联系销售商或附近的本公司营业所。
• 关于警报点请参阅“4 警报动作”（P.19）。
4＜警报点的重置＞
警报点返回初始设定时的状态。

1

用户模式菜单中按下 AIR 按钮
MAN DOWN
警报设定
休息时间
用户模式

选择“警报设定”，然后再按下 MODE按钮显示可燃传感器选择画面。

2

多次按下 AIR 按钮显示警报点重置画面。
警报设定

3

4

按下 MODE 按钮显示警报点重置的设定画面。

重置吗？

重置吗？

中止重置时请按下 AIR 按钮。

是：MODE
警报点重置

不：AIR
警报点重置

按下 MODE 按钮显示警报点重置的确认画面。

5

确定吗？
不：AIR
警报点重置

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回用户模式菜

重置吗？

单。

是：MODE警报点重置- 68 -

6-4. 用户模式的设定

6 设定方法

6-4-7. 休息时间的启动/关闭可以进行休息时间的启动/关闭。休息时间是保持上次电源设为关闭时的 TWA 值和 PEAK 值，启动时将其读取继续进行测量的功能。

1

用户模式菜单中按下 AIR 按钮选择“休息时间”，
然后再按下 MODE 按钮
显示休息时间的设定画面。

2

警报设定
休息时间
确认蜂鸣
用户模式

按下 AIR 按钮选择休息时间的启动/关闭
按下 AIR 按钮后可以选择休息时间的启动/关闭。初始
设定为“关闭”。

关闭
休息时间

3

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回用户模式菜单。

注记• 休息时间设定为启动时，显示“是电源接通时保持上次电源设为关闭时的 TWA 值和 PEAK 值继续测量，还是重置上次电源设为关闭时的值”的确认画面。

6-4-8. 确认蜂鸣设定确认蜂鸣是通过声音告知本仪器是否正常动作的功能。
测量中，蜂鸣器以设定的间隔鸣响。另外，通过“BUMP/校正”“ 报警警报”“ BUMP/校正/警报”，也可使
下述功能动作。
1. BUMP/校正・校正期限功能设为 ON，校正期限结束时，或 BUMP 期限功能设为 ON，BUMP 期限结束时，开始动作。
・开始一次动作后，到进行搭载的所有气体种类的校正或 BUMP 为止不停止。（不包括取消 H2）・按照间隔设定时间 LED 亮灯约 1 秒。
2. 报警警报
・发报气体警报时开始动作。（也包括负值传感器故障）
・开始一次动作后，到进行搭载的所有气体种类的校正或 BUMP 为止不停止。（不包括取消 H2）・按照间隔设定时间 LED 亮灯约 1 秒。
3. BUMP/校正/警报
・校正期限功能设为 ON，校正期限结束时，或 BUMP 期限功能设为 ON，BUMP 期限结束时，开始动作。
・开始一次动作后，到进行搭载的所有气体种类的校正或 BUMP 为止不停止。（不包括取消 H2）・按照间隔设定时间 LED 亮灯约 1 秒。

- 69 -

6-4. 用户模式的设定

6 设定方法＜确认蜂鸣设定菜单＞
1

用户模式菜单中按下 AIR 按钮选择“确认蜂鸣”，
然后再按下 MODE 按钮显示确认蜂鸣的菜单画面。

2

按下 AIR 按钮选择设定，然后再按下 MODE 按钮设定项目

LCD 显示

蜂鸣动作

蜂鸣间隔

休息时间
确认蜂鸣
自动背光
用户模式
蜂鸣动作
蜂鸣间隔
返回
确认蜂鸣
参考页码
＜蜂鸣动作的设定＞P.70

蜂鸣动作
蜂鸣间隔
返回
确认蜂鸣

＜蜂鸣音的间隔设定＞P.71

返回

注记• 结束设定时，请按下 AIR 按钮选择“返回”，然后再按下 MODE 按钮。返回用户模式菜单。

＜蜂鸣动作的设定＞
可以设定确认蜂鸣的动作。

1

按下 AIR 按钮选择“蜂鸣动作”，然后再按下
MODE 按钮
显示蜂鸣动作的选择画面。但是，变更设定时，“BUMP/
校正”“ 报警警报”“ BUMP/校正/警报”的动作停止。

2

蜂鸣动作
蜂鸣间隔
返回
确认蜂鸣

按下 AIR 按钮
每次按下 AIR 按钮显示以下画面。
・“关闭”
・“仅灯”
・“仅蜂鸣器”

关闭・“灯+蜂鸣器”

蜂鸣动作

・“BUMP/校正”・“报警警报”
・“BUMP/校正/警报”
初始设定为“关闭”。

3

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回确认蜂鸣设定菜单。

- 70 -

6-4. 用户模式的设定

6 设定方法＜蜂鸣音的间隔设定＞可以设定确认蜂鸣的蜂鸣器声音的动作间隔。

1

按下 AIR 按钮选择“蜂鸣间隔”，然后再按下
MODE 按钮
显示蜂鸣间隔设定画面。

2

蜂鸣动作
蜂鸣间隔
返回
确认蜂鸣

按下 AIR 按钮
按下 AIR 按钮后可以从 0.5 及 1～99 分钟中选择蜂鸣的间隔。初始设定为“5 分钟”
。

5 分钟
蜂鸣间隔

3

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回确认蜂鸣设定菜单。

- 71 -

6-4. 用户模式的设定

6 设定方法

6-4-9. 自动背光的启动/关闭进行 LCD 显示部的背光自动亮灯功能的启动/关闭设定。
设定为启动后，在昏暗场所会自动亮灯。

1

用户模式菜单中按下 AIR 按钮选择“自动背光”，
然后再按下 MODE 按钮显示背光的设定画面。

2

确认蜂鸣
自动背光
显示背光
用户模式

按下 AIR 按钮选择背光的启动/关闭
按下 AIR 按钮后可以选择背光的启动/关闭。初始设定
为“启动”。

关闭自动背光

3

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回用户模式菜单。

6-4-10. 背光的亮灯时间设定可以设定 LCD 显示部的背光亮灯时间。

1

用户模式菜单中按下 AIR 按钮选择“显示背光”，
然后再按下 MODE 按钮显示背光的亮灯时间设定画面。

2

自动背光
显示背光
按键音
用户模式

按下 AIR 按钮选择背光的亮灯时间
按下 AIR 按钮后可以从关闭、1～255 秒中选择背光的亮灯时间。初始设定为“30 秒”。

30 秒
显示背光

3

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回用户模式菜单。

- 72 -

6-4. 用户模式的设定

6 设定方法

6-4-11. 按键音的启动/关闭进行按键音的启动/关闭设定。

1

用户模式菜单中按下 AIR 按钮选择“按键音”，然后再按下 MODE 按钮显示按键音的设定画面。

2

显示背光
按键音
DISP 设定项目用户模式

按下 AIR 按钮选择按键音的启动/关闭
按下 AIR 按钮后可以选择按键音启动/关闭。初始设定

启动

为“启动”。
按键音3

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回用户模式菜单。

6-4-12. DISP 模式项目显示的启动/关闭进行在 DISP 模式的项目中是否显示可设定项目的启动/关闭设定。
设定为关闭时，DISP 模式中不再显示以下项目。
・可燃性替换气体选择・长寿命电池设定・LCD 上下反转设定・LCD 背景色反转显示・蓝牙设定・蜂鸣器音量调节功能・显示语言切换1

用户模式菜单中按下 AIR 按钮选择“DISP 设定项目”，然后再按下 MODE 按钮显示 DISP 模式项目显示的设定画面。

2

按键音DISP 设定项目时间用户模式

按下 AIR 按钮选择 DISP 模式项目显示的启动/关闭
按下 AIR 按钮后可以选择 DISP 模式项目显示的启动/关闭。

DISP 设定项目选择“关闭”时，不显示上述项目。
初始设定为“启动”。

3

启动

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回用户模式菜单。

- 73 -

6-4. 用户模式的设定

6 设定方法

6-4-13. CO2 传感器的单位切换可以切换 CO2 传感器的单位。
仅为以 CO2 为检测对象的规格进行显示的设定。

1

用户模式菜单中按下 AIR 按钮选择“IR 单位切换”，然后再按下 MODE 按钮显示 CO2 传感器的切换画面。

2

DISP 设定项目
IR 单位切换
CO2 AIR 设定
用户模式

按下 AIR 按钮选择 CO2 传感器的单位每次按下 AIR 按钮显示以下画面。
・vol％
・ppm

3

IR 单位切换按下 MODE 按钮显示“结束”，返回用户模式菜单。

6-4-14. CO2 传感器 AIR 校正的启动/关闭进行 CO2 传感器是否作为 AIR 校正对象的设定。设为启动后，执行 AIR 校正时 CO2 传感器也作为对象。
仅为以 CO2 为检测对象气体的规格时显示。

1

用户模式菜单中按下 AIR 按钮选择“CO2 AIR 设定”，然后再按下 MODE 按钮显示 CO2 传感器的 AIR 校正的设定画面。

2IR 单位切换
CO2 AIR 设定时间用户模式

按下 AIR 按钮选择 CO2 传感器的 AIR 校正的启动/关闭
按下 AIR 按钮后可以选择 CO2 传感器的 AIR 校正的启
动/关闭CO2 AIR 设定

初始设定为“关闭”。

3

启动

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回用户模式菜单。

注记根据规格有时可能不显示。
CO2 传感器连接正常：显示
CO2 传感器连接异常或非 CO2 传感器的设定：不显示- 74 -

6-4. 用户模式的设定

6 设定方法

6-4-15. 时间设定进行内部时钟的时间设定。

1

用户模式菜单中按下 AIR 按钮选择“时间”，然后
再按下 MODE 按钮显示时间设定画面。
可以设定闪烁的项目。

2

CO2 AIR 设定
时间
时间格式
用户模式

按下 AIR 按钮选择设定项目，然后再按下 MODE按钮请按年→月→日→时→分的顺序设定时间。

年/月/日

・YYYY（年/公历）・MM（月）

时间・DD（日）
・0：00（时分）调整“分”项目后按下 MODE 按钮，显示“结束”，返回用户模式菜单。

6-4-16. 日期的格式设定
从 3 种格式中选择日期的显示格式。

1

用户模式菜单中按下 AIR 按钮选择“时间格式”，
然后再按下 MODE 按钮显示时间格式设定画面。

2

时间
时间格式
语言
用户模式

按下 AIR 按钮选择格式
可以从以下显示格式中选择。
・“年/月/日”

年/月/日

・“日/月/年”
・“月/日/年”

时间格式Japan Ex 的初始值为“年/月/日”，ATEX、IECEx 规格
为“月/日/年”。

3

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回用户模式菜单。

- 75 -

6-4. 用户模式的设定

6 设定方法

6-4-17. 语言设定可以从 11 种语言中选择 LCD 的显示。

1

用户模式菜单中按下 AIR 按钮选择“语言”，然后
再按下 MODE 按钮显示语言设定画面。

2

时间格式
语言
用户密码
用户模式

按下 AIR 按钮选择语言可以从以下语言中选择。
・ENGLISH
・JAPANESE
・ITALIAN・SPANISHENGLISH
JAPANESEITALIAN语言・GERMAN・FRENCH・PORTUGUESE
・RUSSIAN・KOREAN・CHINESE(SC)・CHINESE(TC)Japan Ex 规格为“日本語（日语）”。
ATEX、IECEx 规格为“ENGLISH”。

3

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回用户模式菜单。

- 76 -

6-4. 用户模式的设定

6 设定方法

6-4-18. 用户密码设定
可以设定用于进入用户模式的密码。另外，密码可以在 0000～9999 间设定。

1

用户模式菜单中按下 AIR 按钮选择“用户密码”，
然后再按下 MODE 按钮
可以在用户模式的密码设定画面设定启动/关闭。

2

按下 AIR 按钮选择“启动”，然后再按下 MODE 按钮关闭显示密码输入画面。
初始设定为“0000”。

用户密码

可以在“0000～9999”之间设定。

3

语言
用户密码
ROM・SUM用户模式

按下 AIR 按钮选择 0～9，然后再按下 MODE 按钮
第一位输入密码的第一位，下一位闪烁。
用户密码
输入最后一位按下 MODE 按钮，显示“结束”，返回用户模式菜单。

＜设定密码时进入用户模式的方法＞
1

切断电源的状态下，按下 AIR 按钮和 POWER 按钮鸣响“哔”后，请松开按钮。
显示密码输入画面。

2

输入设定的密码
按下 AIR 按钮选择数值，然后再按下 MODE 按钮确认。
密码输入完密码后显示用户模式菜单。
密码不正确时，显示错误后跳转至“5-3.起动方法”的“从电源接通到测量画面的跳转”。

- 77 -BUMP 测试气体校正
BUMP 设定
用户模式

6-4. 用户模式的设定

6 设定方法

6-4-19. ROM/SUM 的显示显示本仪器的程序编号及 SUM 值。
※通常用户不使用。

1用户模式菜单中按下 AIR 按钮选择“ROM/SUM”，
然后再按下 MODE 按钮

用户密码
ROM・SUM电波法认证用户模式显示 ROM/SUM 画面。

ROM/SUM 画面交替显示以下信息。
・“ROM/SUM

MAIN”

・“ROM/SUM

传感器”

・“ROM/SUM

IR 传感器”※仅搭载 CO2 传感器时

ROM/SUM

MAIN

・“蓝牙”

2

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回用户模式菜单。

6-4-20. 蓝牙的认证显示
可以确认蓝牙的认证显示。

1

用户模式菜单中按下 AIR 按钮选择“电波法认证”，然后再按下 MODE 按钮

ROM・SUM
电波法认证
测量开始
用户模式

显示蓝牙的认证。

部分显示认证编号。

电波法认证

2

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回用户模式菜单。

注记根据规格有时可能不显示。
搭载蓝牙

：显示

未搭载蓝牙：不显示- 78 -

7-1. 检查的频度和检查项目

7 保养检查

77

保养检查

本仪器是防灾、安保的重要仪器。
为了维持本仪器的性能，提高防灾、安保的可靠性，请定期实施保养、点检。

7-1. 检查的频度和检查项目
使用前请定期检查以下项目。
・日常检查：作业前实施检查。
・每月检查：每月 1 次通过警报测试实施检查。
・定期检查：1 年至少 1 次（推荐：6 个月至少 1 次）的频度实施。
检查项目

检查内容

电池余量

请确认电池余量是否充足。

浓度显示

请吸入新鲜空气确认浓度显示值为 0（量氧计为 20.9%）。不为 0 时，请确认周围没有杂质气体后再进行 AIR 校正。

日常

每月

定期

检查

检查

检查

○

○

○

○

○

○

主机动作

请确认 LCD 显示是否有故障显示。

○

○

○

过滤器

请确认过滤器是否脏污。

○

○

○

警报测试

请实施警报测试，确认警报窗的灯、蜂鸣器及振动器是否正常

－

○

○

动作。
气体灵敏度校正请使用试验用标准气体进行灵敏度校正。

－

－

○

气体警报确认

请使用试验用标准气体确认气体警报。

－

－

○

警告
• 万一发现本仪器有异常时，请立即联系销售商或附近的本公司营业所。

注记• 进行气体灵敏度校正需要专用的器具和制作试验用标准气体。因此，关于气体灵敏度校正，请联系销售商或附近的本公司营业所。
• 本仪器内置的传感器具有有効期，需要定期更换。
• 进行气体灵敏度校正，如出现无法进行校正，进行 AIR 校正指示也不恢复，指示有偏移等情况时，则是传感器到达使用寿命。请委托销售商或附近的本公司营业所。

- 79 -

7-1. 检查的频度和检查项目

7 保养检查

关于维护服务
本公司进行包括气体灵敏度校正等在内的定期点检、调整、保养等相关服务。
制作试验用标准气体时，需要使用规定浓度的储气瓶、气袋等专用器具。
本公司指定的服务人员由具备作业所需的专用器具、其他产品相关专业知识等的工作人员构成。为了维持仪器安全运转，请使用本公司的维护服务。
维护服务的主要内容如下所示。详情请洽询本公司营业所。

＜主要维护服务的内容＞
电池余量的确认
浓度显示的确认
过滤器的确认

进行电池余量的确认。
使用零位气体确认浓度显示值为零（量氧计为 20.9%）。
指示出现偏差时，进行 AIR 校正（调零）。
确认滤尘器的脏污情况、有无堵塞。
脏污明显、有堵塞情况时进行更换。

警报测试实施警报测试，确认警报灯、蜂鸣器及振动器是否正常动作。

气体灵敏度校正使用试验用标准气体进行灵敏度校正。
使用试验用标准气体确认气体警报。

气体警报确认

• 警报确认（确认达到警报设定值时的警报发送）• 确认延迟时间（确认发送警报前的延迟时间）• 蜂鸣器、灯、振动器、浓度显示的确认（确认警报 3 阶段各自的动作）仪器的清扫、修缮确认仪器外观、脏污、伤痕，清扫、修缮其明显的部位。

（目视诊断）

有龟裂、破损时更换部件。

仪器的操作确认

进行按钮操作确认各种功能的动作，检查参数等。

劣化部件的更换进行传感器、过滤器等劣化部件的更换。

- 80 -

7-2. 气体校正

7 保养检查

7-2. 气体校正本仪器的气体校正中，包括 AIR 校正在内，可以实施以事先设定的气体浓度值进行校正的 AUTO 校正。
进行气体灵敏度校正需要专用的器具和校正用气体，请联系销售商或附近的本公司营业所。

注意• 请勿使用火机气进行本仪器的灵敏度检查。传感器的性能可能因火机气中的成分而劣化。
• 搭载二氧化碳(CO2)传感器时，因传感器的特性，通电后指示值可能变高。请进行 10～20 分钟左右的暖机，待指示稳定后再使用。

7-2-1. 气体校正的准备＜准备设备＞
•
•
•
•

校正气体
气袋
气体校正用外盖（另售品）泵＜推荐校正气体浓度＞
检测对象气体

传感器型号

校正气体

校正气体浓度可燃性气体（HC）

NCR-6309

异丁烷（i-C4H10）

50%LEL（0.9vol%）可燃性气体（CH4）

NCR-6309

甲烷（CH4）

50%LEL（2.5vol%）硫化氢（H2S）ESR-A1DP 或
ESR-A13i

硫化氢（H2S）

25.0ppm氧气（O2）ESR-X13P

一氧化碳（CO）

氧气（O2）N2 稀释

ESR-A1DP 或

一氧化碳（CO）

ESR-A1CP 或
ESR-A13P

一氧化碳（CO）

ESR-A1CP

二氧化硫（SO2）

ESR-A13D

二氧化碳（CO2）

IRR-0409

二氧化碳（CO2）

IRR-0433

氢气（H2）空气稀释二氧化硫（SO2）
N2 稀释※氢气的校正温度范围为 10℃～30℃。
※BUMP 测试用气体也相同。

- 81 -

12.0%

50ppm

500ppm

8.00ppm二氧化碳（CO2）

2.5vol%氮气（N2）

99.999%二氧化碳（CO2）

5000ppm氮气（N2）

99.999%

7-2. 气体校正

7 保养检查

＜气体供给方法＞
在本仪器上安装气体校正用外盖，如下所示连接气袋，以吸入流量 250mL/min 导入气体，指示值上升60 秒后进行校正。
气袋泵

250mL/min警告关于校正气体校正用气体需要使用具有危险性的气体（可燃性气体、有毒气体、缺氧等），使用气体及相关治具工具时请充分小心。
关于气袋为了正确进行校正，请根据气体种类及浓度区分使用气袋。
关于气体校正的场所• 请勿在密闭空间进行气体校正作业。
• 进行气体校正时，请在不使用硅、喷雾罐气体等的场所进行。
• 请在常温且温度变动小（±5℃以内）的室内进行。
关于一氧化碳传感器（ESR-A1CP）的气体校正• 具备补偿氢干扰功能的一氧化碳传感器（ESR-A1CP）需要分别校正一氧化碳和氢气。
• 用于校正的一氧化碳、氢气请分别使用单组分气体。使用混合气体时也可以进行校正操作，但无法正确校正灵敏度，会显示不正确的浓度。
• 如不进行氢气灵敏度的校正，在同时存在氢气的环境中进行测量时，一氧化碳的指示值可能偏高或偏低。

注意• 干燥环境下长期使用或保管时，可能会无法校正氢气的灵敏度。进行氢气灵敏度校正显示 FAIL
SENSOR 时，请将主机在湿度充分的环境中放置一晩，然后再进行气体校正。但是，无法进行一氧化碳气体灵敏度校正时，请委托销售商或附近的本公司营业所更换传感器。

注记
• 除上述外，也可以使用 RP-3R（选配）及 SDM-3R（选配）进行气体校正。
此外，使用 RP-3R（选配）时，泵模式请使用 Low 模式。

- 82 -

7-2. 气体校正

7 保养检查

7-2-2. 气体校正的设定菜单
在这里可以进行“AIR 校正”、“自动校正的校正浓度设定”、“自动校正的气缸设定”、“自动校正”、“CO2 校
零”。

1

用户模式菜单中按下 AIR 按钮选择“气体校正”，然后再按下 MODE 按钮
显示气体校正的菜单画面。

2

按下 AIR 按钮选择设定，然后再按下 MODE 按钮设定项目

AIR 校正BUMP 测试气体校正
BUMP 设定
用户模式

AIR 校正CO2 校零自动校正气体校正LCD 显示AIR 校正CO2 校零
自动校正
气体校正

参考页码

“7-2-3. AIR 校正”（P.84）

CO2 校零※仅以 CO2 为检测对象气体的规格“7-2-4. CO2 校零”（P.86）

仪器显示
未正确连接 CO2 传感器时，有时
可能不显示“7-2-5. 自动校正”（P.87）“7-2-6. 自动校正的气缸设定”（P.88）

自动校正“7-2-7. 自动校正的校正浓度选择”（P.89）

返回注记• 结束设定时，请按下 AIR 按钮选择“返回”，然后再按下 MODE 按钮。返回用户模式菜单。

- 83 -

7-2. 气体校正

7 保养检查

7-2-3. AIR 校正
警告• 使用周围空气进行 AIR 校正时，请先确认周围是新鲜的空气。在存在杂质气体及干扰气体等的状态下，无法进行正确的零位调整，真实发生气体泄漏时非常危险。

注意• 请在接近使用环境状态的压力、温湿度条件下，在新鲜的空气中进行 AIR 校正。
• 请在指示稳定后进行 AIR 校正。
• CO2 传感器的初始设定不适用 AIR 校正。CO2 传感器在用户模式中将 CO2 传感器 AIR 校正设定设为启动，可进行 AIR 校正。关于变更方法请参阅“6-4-14. CO2 传感器 AIR 校正的启动/关闭”（P.74）。
AIR 校正中将调整为 400ppm。请确认周围环境为新鲜空气。另外，通过本设定进行 AIR 校正时，请
注意将不满足本仪器的指示精度。成功进行 CO2 的 AIR 校正时，删除 CO2 校零的值，调整为 400ppm。

注记• AIR 校正失败时显示“SENSOR”，同时出故障的传感器的测量值显示“FAIL”。请按下 MODE 按钮解除故障警报（校正不良）。出故障的传感器不实施 AIR 校正，通过校正前的值计算浓度。

• 也可以从测量模式进行 AIR 校正。（P.35）
1

按下 AIR 按钮选择“AIR 校正”，然后再按下
MODE 按钮
显示 AIR 校正画面。

2

AIR 校正CO2 校零自动校正气体校正

按住 AIR 按钮

AIR 校正实施 AIR 校正。
按住 AIR
AIR 校正- 84 -

7-2. 气体校正

7 保养检查

3

显示“松开 AIR 键”后松开手指调零松开 AIR 键

AIR 校正成功后显示“成功”。
成功AIR 校正显示 AIR 校正后的当前浓度，返回气体校正的菜单画面。
校正失败时显示“FAIL”。
显示“结束”，返回气体校正的菜单画面。
AIR 校正- 85 -

7-2. 气体校正

7 保养检查

7-2-4. CO2 校零警告• 二氧化碳传感器的校零请使用高纯度的 Air 或氮气。

1

按下 AIR 按钮选择“CO2 校零”，然后再按下
MODE 按钮
显示 CO2 校零画面。

2

CO2 校零
自动校正
返回
气体校正

导入高纯度 Air 或氮气，60 秒后按下 MODE 按钮

CO2 校零APPLY GAS执行 CO2 校零。
调整中
CO2 校零CO2 校零成功后显示“成功”。
成功CO2 校零显示 CO2 校零后的浓度，返回气体校正的菜单画面。
校正失败时显示“FAIL”。
显示“结束”，返回气体校正的菜单画面。
CO2 校零APPLY GAS

注记•通过用户模式将 CO2 传感器的 AIR 校正设为启动时，AIR 校正成功时删除 CO2 校零的值，调整为
400ppm。

•

成功进行 CO2 校零时，删除 400ppm 校正的值，调整为 0ppm。

- 86 -

7-2. 气体校正

7 保养检查

7-2-5. 自动校正以各气体的设定浓度进行校正。

1

按下 AIR 按钮选择“自动校正”，然后再按下
MODE 按钮

2

CO2 校零
自动校正
返回
气体校正

选择校正的气缸，然后按下 MODE 按钮关于气缸的设定请参阅“7-2-6. 自动校正的气缸设定”（P.88）。

3

自动校正

CYLINDER A

自动校正

APPLY GAS导入校正气体，60 秒后按下 MODE 按钮执行自动校正。
调整中
自动校正

AIR 校正成功后显示“成功”。
校正失败时显示“FAIL”
。

成功
自动校正

显示自动校正后的浓度。

自动校正仅 Japan Ex 规格，自动校正成功后显示自动校正后的浓度和传感器余力值。
传感器余力值显示

4

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回气体校正的菜单画面。全部显示 FAIL
或 PASS 时无需按下 MODE 按钮- 87 -

7-2. 气体校正

7 保养检查

警告• 为搭载可燃性气体传感器的规格时，自动校正后可能显示右侧画面。显示
该画面时，由于可燃性气体的替换功能，部分可燃性气体无法进行替换。
关于无法进行替换的气体种类，请参阅“6-2-2. 可燃性替换气体的选择”（P.45）。显示右侧画面时，请尽早更换新的可燃性气体传感器。

LIMITED
替换气体列表注记• 搭载 CO2 传感器时，自动校正前请务必进行 CO2 校零。
AIR 校正→CO2 校零→自动校正• CO2 以外的气体在进行 AUTO 校正前请务必进行 AIR 校正。

7-2-6. 自动校正的气缸设定
在这里设定校正气体的类别（气缸）。气缸可以设定为 A～E。

1

按下 AIR 按钮选择“自动校正”，然后再按下
MODE 按钮
显示自动校正画面。

2

CO2 校零
自动校正
返回
气体校正

按下 AIR 按钮
每次按下 AIR 按钮显示气缸 A～E 的气体种类及气体浓
度。
自动校正

3

选择“气缸设定”，然后按下 MODE 按钮

气缸设定

4

按下 AIR 按钮
每次按下 AIR 按钮，按顺序显示检测对象气体。
再次按下 AIR 按钮，显示“返回”后返回步骤 1 的画
面。

5

气缸设定

在变更气缸设定的传感器选择画面按下 MODE 按钮显示气缸变更画面。
气缸设定6

按下 AIR 按钮选择气缸 A～E，然后再按下 MODE按钮显示“结束”，返回气体校正的设定菜单画面。

- 88 -CYLINDER A

7-2. 气体校正

7 保养检查

7-2-7. 自动校正的校正浓度选择在此说明各种搭载传感器的自动校正气体的浓度选择。
可以在可设定范围内以 1 位为单位设定校正气体的浓度。
＜关于校正气体浓度可设定范围＞
检测对象气体

传感器型号

校正气体

1位

设定下限值

设定上限值

可燃性气体（HC）

NCR-6309

异丁烷（i-C4H10）

1%LEL

5%LEL

75%LEL

可燃性气体（CH4）

NCR-6309

甲烷（CH4）

1%LEL

5%LEL

75%LEL硫化氢（H2S）ESR-A1DP 或
ESR-A13i

硫化氢（H2S）

0.1ppm

1.0ppm200.0ppm

氧气（O2）ESR-X13P

氧气（O2）

0.1vol%0.0vol%18.0vol%

ESR-A1CP 或
ESR-A13P

一氧化碳（CO）

1ppm

20ppm

2000ppm一氧化碳（CO）

ESR-A1CP

氢气（H2）

1ppm

25ppm

2000ppm二氧化硫（SO2）

ESR-A13D

二氧化硫（SO2）

0.05ppm

1.00ppm

100.00ppm

二氧化碳（CO2）

IRR-0409

二氧化碳（CO2）

0.01vol%

1.00vol%

4.00vol%

二氧化碳（CO2）

IRR-0433

二氧化碳（CO2）

20ppm

3000ppm

9000ppm一氧化碳（CO）

ESR-A1DP 或※CO(-H2)请勿用一氧化碳和氢气的混合气体进行校正，请使用单组分气体进行校正。
※氢气的校正温度范围为 10℃～30℃。

1

按下 AIR 按钮选择“自动校正”，然后再按下
MODE 按钮
显示自动校正画面。

2

CO2 校零
自动校正
返回
气体校正

按下 AIR 按钮
每次按下 AIR 按钮显示气缸 A～E 的浓度。
自动校正

3

CYLINDER A

选择“SETTING CAL-P”，然后按下 MODE 按钮

校正浓度设定4

按下 AIR 按钮选择校正气体的种类每次按下 AIR 按钮，按顺序显示检测对象气体。
再次按下 AIR 按钮，显示“返回”后返回步骤 1 的画面。

校正浓度设定- 89 -

7-3. BUMP 测试

7 保养检查

5

在变更校正气体浓度的传感器选择画面按下
MODE 按钮
显示校正浓度变更画面。
校正浓度设定6

按下 AIR 按钮选择校正浓度，然后再按下 MODE按钮显示“结束”，返回气体校正的菜单画面。

7-3. BUMP 测试本仪器具备进行 BUMP 测试（功能检查）的功能。
关于从气缸 A～E 中选择的气体种类，可以进行 BUMP 测试。和校正气体相同，请准备 BUMP 测试用气体（P.81）。

1

用户模式菜单中按下 AIR 按钮选择“BUMP 测试”，然后再按下 MODE 按钮显示 BUMP 测试画面。

2

BUMP 测试气体校正
BUMP 设定
用户模式

按下 AIR 按钮，选择进行 BUMP 测试的气缸按气缸 A～E 的顺序显示。再次按下 AIR 按钮，显示
“返回”后返回步骤 1 的画面。

3

BUMP 测试CYLINDER A

BUMP 测试

APPLY GAS自动校正

APPLY GAS在显示气缸的画面按下 MODE 按钮请导入 BUMP 测试用气体。
实施 BUMP 测试。

设定为 BUMP 测试失败后进行气体校正时，
BUMP 测试如失败自动实施气体校正。

BUMP 测试及气体校正结束后，显示 BUMP 测试结果（左）及气体校正结果（右）、BUMP 测试时的指示值、
气体校正后的指示值。

RESULT

BUMP 测试

自动校正（仅校正后显示）P：成功／F：失败- 90 -

7-4. 清扫方法

7 保养检查

4

按下 MODE 按钮显示“结束”，返回用户模式菜单。
请确认使用所有气体正确进行了 BUMP 测试（气体校正）并显示 P（成功）后再使用。

注意• 使用搭载可燃性气体传感器的规格，BUMP 测试失败后进行气体校正时，校正后可能显示右侧画面。显示该画面时，由于可燃性气体的替换功能，部分

LIMITED

可燃性气体无法进行替换。关于无法进行替换的气体种类，请参阅“6-2-2. 可燃性替换气体的选择”。显示右侧画面时，请尽早更换新的可燃性气体传感

替换气体列表器。

7-4. 清扫方法本仪器明显脏污时请进行清扫。清扫时，请务必在切断电源的状态下，使用抹布或沾水后拧干的布等擦拭干净。使用水、有机溶剂或市场销售的清洁剂进行清扫可能会造成故障，因此请勿使用。

注意• 擦拭本仪器脏污时，请勿淋水或使用酒精、挥发油等有机溶剂及市场销售的清洁剂。可能造成本仪器
表面变色、损伤及传感器故障。

注记• 本仪器淋湿后，蜂鸣器出声口、插槽可能会积水。请按以下步骤清除水。
① 用干手巾或布等仔细擦拭本仪器上附着的水分② 握实本仪器，将蜂鸣器出声口向下甩动 10 次左右③ 用手巾、布等仔细擦拭内部出来的水分④ 用干手巾、布等垫在下面，在常温中放置- 91 -

7-5. 各部件的更换

7 保养检查

7-5. 各部件的更换
7-5-1. 定期更换部件
本仪器的耗材如下所示。请以推荐更换周期为标准更换耗材。

＜推荐更换部件列表＞
推荐检查周期推荐更换周期数量（个/台）

可燃性气体传感器
（NCR-6309）

6 个月

3年

1个

※

O2 传感器（ESR-X13P）

6 个月

3年

1个

※

CO/H2S 传感器（ESR-A1DP）

6 个月

3年

1个

※

CO 传感器（ESR-A13P）

6 个月

3年

1个

※

CO 传感器（ESR-A1CP）

6 个月

3年

1个

※

H2S 传感器（ESR-A13i）

6 个月

3年

1个

※

SO2 传感器（ESR-A13D）

6 个月

3年

1个

※

CO2 传感器（IRR-0409）

6 个月

5年

1个

※

CO2 传感器（IRR-0433）

6 个月

5年

1个

※

滤尘器

使用前后

6 个月或脏污
时

1部件编号：4777 9344 90
10 枚套装名称备注

可燃性气体传感器（NCR-6309）用干扰气体清除过滤器

3 个月

6 个月

1

干扰气体清除过滤器

3 个月

6 个月

1

部件编号：4777 9315 90
５枚套装
CO/H2S 传感器（ESR-A1DP）用部件编号：4777 9314 10
５枚套装
CO 传感器干扰气体清除过滤器

3 个月

6 个月

1

（ESR-A1CP, ESR-A13P）用部件编号：4777 9316 60
５枚套装
H2S 传感器（ESR-A13i）用

干扰气体清除过滤器干扰气体清除过滤器

3 个月

6 个月

1

部件编号：4777 9317 30
５枚套装
SO2 传感器（ESR-A13D）用部件编号：4777 9318 10
５枚套装

3 个月

6 个月

1

垫圈类

-

3～6 年

一套

BUL-3R-充放电约 500 次1

使用充电电池单元（BUL-3R）时
部件编号：4777 16 ※7 号碱性电池

--2

使用电池单元（BUD-3R）时
部件编号：2757 0001 90※※ 更换部件后，需要专门的服务人员进行动作确认。出于仪器的稳定动作和安全情况的考虑，请委托专门的服务人员。请委托销售商或附近的本公司营业所。

- 92 -

7-5. 各部件的更换

7 保养检查

注记
• 上述更换周期是大致标准，根据使用条件可能有所不同。另外，并非表示保证期间。根据定期点检的
结果，更换时期可能有变动。

- 93 -

7-5. 各部件的更换

7 保养检查

7-5-2. 过滤器的更换
滤尘器、各干扰气体清除过滤器等为耗材部件。请观察脏污情况定期更换。

＜滤尘器的更换方法＞
1

拧松主机底面的螺丝（2 处），拆下卡爪（2 处）

螺丝
传感器外盖

2

拆下传感器外盖，将滤尘器更换成新品
此时，请注意勿让滤尘器卡在垫圈外侧的凸部上。

3

安装传感器外盖，按下卡爪（2 处）直到听到咔嚓

滤尘器
垫圈
垫圈

声
4

卡爪

拧紧螺丝固定紧固转矩的大致标准为 15～16N・cm。

警告• 请正确安装滤尘器。安装错位将无法发挥功能。
• 请每 6 个月更换滤尘器。另外，不满 6 个月但脏污时请根据情况更换。
• 更换滤尘器及各干扰气体清除过滤器等时，请根据＜滤尘器的更换方法＞的步骤实施，切实拧紧螺丝，
安装传感器外盖的卡爪（2 处）。螺丝未拧紧，传感器外盖的卡爪未装实时，可能导致垃圾进入仪器内部。另外，接触面即使夹杂微量细小垃圾，也会导致垃圾进入仪器内部。
• 请勿损伤橡胶垫圈。
• 为了维持性能，建议所有位置的橡胶垫圈无论是否有异常，请 3～6 年进行更换。
• 滤尘器及各干扰气体清除过滤器等请务必使用本仪器（GX-3R Pro）的专用产品。如使用类似产品，
可能影响气体检测性能，导致仪器内部浸水。

- 94 -

7-5. 各部件的更换

7 保养检查

＜各干扰气体清除过滤器等的更换方法＞
1

拧松主机底面的螺丝（2 处），拆

螺丝
传感器外盖

下卡爪（2 处）2

请按顺序卸下传感器外盖、滤尘滤尘器

器、垫圈、各传感器用过滤器，垫圈更换新的各传感器用过滤器此时，请注意勿让滤尘器卡在垫圈外
侧的凸部上。

3

卡爪
各干扰气体
清除过滤器

垫圈放回原位干扰气体清除过滤器4

放上滤尘器此时，请注意勿让滤尘器卡在垫圈外
侧的凸部上。

5

各干扰气体清除过滤器传感器外盖干扰气体清除过滤器传感器干扰气体清除过滤器

安装传感器外盖，按下卡爪（2处）直到听到咔嚓声6拧紧螺丝固定紧固转矩的大致标准为 15～16N・cm。

警告• 请正确安装各干扰气体清除过滤器。安装错位可能导致气体泄漏，无法正确检测。
• 请正确安装滤尘器。安装错位将无法发挥功能。
• 请每 6 个月更换滤尘器。另外，不满 6 个月但脏污时请根据情况更换。
• 更换滤尘器及各干扰气体清除过滤器等时，请根据＜滤尘器的更换方法＞的步骤实施，切实拧紧螺丝，
安装传感器外盖的卡爪（2 处）。螺丝未拧紧，传感器外盖的卡爪未装实时，可能导致垃圾进入仪器内部。另外，接触面即使夹杂微量细小垃圾，也会导致垃圾进入仪器内部。
• 请勿损伤橡胶垫圈。
• 为了维持性能，建议所有位置的橡胶垫圈无论是否有异常，请 3～6 年进行更换。
• 滤尘器及各干扰气体清除过滤器等请务必使用本仪器（GX-3R Pro）的专用产品。如使用类似产品，
可能影响气体检测性能，导致仪器内部浸水。
• 各干扰气体清除过滤器请勿安装各传感器专用过滤器以外的产品。否则无法正确检测。

- 95 -

8-1. 储存或长期不使用时的处理

8 关于储存及废弃

88

关于储存及废弃

8-1. 储存或长期不使用时的处理
本仪器请在下述环境条件内储存。
・常温、常湿、避免直射阳光的暗处・不产生气体、溶剂、蒸气等的场所有收纳本仪器的包装箱时，请放入其中储存。
没有包装箱时，储存时请避开尘埃、灰尘等。

注意• 请务必在安装锂离子电池单元或电池单元的状态下储存主机。切断本仪器电源时，传感器及时钟也保持通电。没有电源供给时，可能造成传感器破损或时钟不准。
• 搭载二氧化碳(CO2)传感器时，因传感器的特性，通电后指示值可能变高。请进行 10～20 分钟左右的暖机，待指示稳定后再使用。

注记
• 用电池单元使用，短期不使用时，请在安装电池的状态下储存。切断本仪器电源时传感器也保持通电，
因此需要在安装电池的状态下储存。
• 长期间（3 个月以上）不使用时，锂离子电池单元请在充满电的状态下储存。另外，请每 6 个月一次充满电。
电池单元请安装新电池进行储存。另外，请每 6 个月更换一次电池。
• 单独储存锂离子电池单元时，建议放电至电池标志变为一格电量后储存。
• 单独储存电池单元时，请卸下电池储存。
• 电池标志为一格电量的状态下长时间储存时，可能会重置时间设定。

- 96 -

8-2. 重新使用时的处理

8 关于储存及废弃

8-2. 重新使用时的处理
长期储存后，重新使用本仪器时请务必进行气体校正。

注意• 包括气体校正在内，进行再调整时请联系销售商或附近的本公司营业所。
• 保管场所及使用场所的温度会发生 15℃以上的剧变时，请在接通电源的状态下放在和使用场所相同的环境中适应 10 分钟，然后在新鲜空气中实施 AIR 校正后再使用。

8-3. 产品的废弃废弃本仪器时，请作为工业废弃物（不燃物）根据地方法律法规等进行妥善处理。

警告• 恒电位电解式传感器中装有电解液，请切勿拆卸。接触电解液可能造成皮肤溃烂，进入眼睛可能导致
失明。另外，附着到衣服上时，可能导致衣服变色或出孔。
万一接触电解液时，请立即充分冲洗接触部分。废弃电池时，请遵照各地区规定的方法进行处理。

＜关于欧盟各成员国内的废弃＞
在欧盟各成员国内废弃本仪器时，电池请单独废弃。
关于从锂离子电池单元（BUL-3R）上取下的电池、电池单元（BUD-3R）使用的电池，请遵照欧盟各国的法
律法规等，以及各地区的分类收集体系及回收制度进行妥善处理。

注记关于关闭的分类回收桶标志• 该形象标志表示是内置符合欧盟电池指令 2006/66/EC 的电池的产品，需要以妥
当的方法废弃电池。该形象标志表示废弃电池时需要和普通垃圾分别进行处理。

- 97 -

9-1. 仪器的异常

9 故障检修99

故障检修

本故障检修的内容中并非记载了所有问题的原因。仅记载了简单说明，以帮助查明经常发生的问题的原因。
出现此处未记载的情况及采取对策仍未恢复时，请联系销售商或附近的本公司营业所。

9-1. 仪器的异常症状

原因＜画面显示＞

处理请在 0～+40℃的环境下，在安全的场所充电。或请

电池耗尽
不通电

异常动作
显示电池电压低警报＜电池电压异常＞

更换新电池。

按下 POWER 按钮的时间不

想要接通电源时，请按下 POWER 按钮听到鸣响当“哔”后松开手指。

突发静电噪声等造成的影响请切断电源后重新接通电源。
请切断电源，在 0～+40℃的环境下，在安全的场所电池余量耗尽充电。或请更换新电池。

电源接通后，立即切断电源请切断电源，在 0～+40℃的环境下，在安全的场所电池余量耗尽充电。或请更换新电池。

＜关闭电源＞

无法进行 AIR 校正＜传感器异常＞本仪器周围未供给新鲜的空气请供给新鲜空气。

传感器灵敏度的劣化请委托销售商或附近的本公司营业所更换传感器。

供给的 BUMP 测试气体浓度无法进行 BUMP 测试和设定的 BUMP 测试气体浓度值不同传感器灵敏度的劣化

请确认供给的 BUMP 测试气体浓度和设定的 BUMP
测试气体浓度值相同。
请委托销售商或附近的本公司营业所更换传感器。

- 98 -

9-1. 仪器的异常

9 故障检修供给的校正气体浓度和设定的请确认供给的校正气体浓度和设定的校正气体浓度

校正气体浓度值不同

值相同。

校正

干燥导致指示降低

请将主机在湿度充分的环境中放置一晚后再次进行＜传感器异常＞（仅 ESR-A1CP H2 时）

气体校正。

传感器灵敏度的劣化请委托销售商或附近的本公司营业所更换传感器。

无法进行气体灵敏度症状

原因＜画面显示＞

处理请委托销售商或附近的本公司营业所更换传感器。

测量模式中
显示传感器
异常

（接通电源，测量值显示“FAIL”时，按下 MODE传感器灵敏度的劣化

按钮可以解除警报。除未发生故障的传感器外，其＜传感器异常＞系统异常
＜系统异常＞

他气体可以使用。
）
主机电路有异常

错误编号 000

内部 ROM 异常

错误编号 010

内部 RAM 异常

错误编号 021

内部 FRAM 异常

错误编号 031

FLASH 异常错误编号 080

加速度传感器异常错误编号 081

基板异常

错误编号 082

温度传感器异常

错误编号 083

蓝牙故障

时钟异常
＜时间异常＞

请委托销售商或附近的本公司营业所修理。

请进行日期时间设定。（P.75）
内部时钟异常频繁发生这种情况时，可能是内部时钟发生故障，
需要进行更换。请联系本公司营业所。

无法进入用户模式

忘记用户模式的密码请联系销售商或附近的本公司营业所。

充电灯绿色和橙色交

超过可充电的温度范围请在 0～+40℃的环境中充电。

替闪烁- 99 -

9-2. 指示值的异常

9 故障检修9-2. 指示值的异常症状

原因＜画面显示＞处理传感器漂移

请进行 AIR 校正。
很难完全消除干扰气体造成的影响。关于干扰气体

存在干扰气体清除过滤器等的对策，请联系销售商或附近的本公指示值处于上升（下司营业所。

降）状态无法还原检测对象气体可能发生微量泄漏（缓慢泄漏）
。如放
缓慢泄漏

置不理可能会造成危险状态，请采取和气体警报时同等的处理。

环境的变化请进行 AIR 校正。
很难完全消除干扰气体造成的影响。关于干扰气体测量环境无异常却发

存在干扰气体清除过滤器等的对策，请联系销售商或附近的本公
司营业所。

报气体警报

请切断电源后重新接通电源（重启）。频繁发生此类噪声的影响

症状时，请实施妥当的噪声对策。

滤尘器堵塞请更换滤尘器。

传感器灵敏度的劣化请委托销售商或附近的本公司营业所更换传感器。

响应迟缓- 100 -

10-1. 规格一览

10 产品规格

10
10

产品规格

10-1. 规格一览＜通用规格＞
浓度显示

LCD 数字（全点）

检测方式

扩散式

各种显示

时钟显示/电池余量显示/动作状态显示显示语言日语/英语/法语/西班牙语/葡萄牙语/德语/意大利语/俄语/韩语/简体中文/繁体中文

蜂鸣器音量约 95dB（30cm 平均值）气体警报显示气体警报时：灯闪烁/蜂鸣器连续调制鸣响/气体浓度显示闪烁/振动气体警报动作自我保持

故障警报、自我诊断系统异常、传感器异常、电池电压低、校正不良

故障警报显示灯闪烁/蜂鸣器断续鸣响/内容显示

故障警报动作

自我保持

混乱警报显示预备警报：灯闪烁/蜂鸣器断续鸣响（预备警报）
正式警报：灯闪烁/蜂鸣器连续调制鸣响混乱警报动作自我保持

MAN DOWN 警报显示预备警报：灯闪烁/蜂鸣器断续鸣响（预备警报）
正式警报：灯闪烁/蜂鸣器连续调制鸣响MAN DOWN 警报动作

自我保持

传送规格

IrDA（数据记录用），BLE

电源专用锂离子电池单元（BUL-3R） 或专用电池单元＜7 号碱性电池×2 颗＞（BUD-3R）※

连续使用时间

BUL-3R： 约 25 小时 （长寿命电池关闭时，不含 CO2 传感器，25℃，无警报、无照明时）约 16 小时 （长寿命电池关闭时，含 CO2 传感器，25℃，无警报、无
照明时）BUD-3R： 约 16 小时 （长寿命电池关闭时，不含 CO2 传感器，25℃，无警报、无照明时）约 7 小时 （长寿命电池关闭时，含 CO2 传感器，25℃，无警报、无
照明时）

使用温度范围

短时使用环境：-40～+60℃（应无剧变）
长时使用环境：-20～+50℃（应无剧变）

使用湿度范围

短时使用环境：0～95%RH（应无结露）长时使用环境：10～90%RH（应无结露）使用压力范围

80-120 kPa（防爆适用范围为 80～110kPa）结构防尘防滴结构 相当于 IP68，摔落耐久 7m- 101 -

10-1. 规格一览

10 产品规格
防爆结构

防爆等级

外形尺寸
重量

ATEX、IECEx 规格：本质安全型防爆结构 及 耐压防爆结构Japan Ex 规格：本质安全型防爆结构
ATEX
II 1 G Ex da ia IIC T4 Ga / I M1 Ex da ia I Ma（有可燃性气体传感器）II 1 G Ex ia IIC T4 Ga / I M1 Ex ia I Ma（无可燃性气体传感器）IECEx
Ex da ia IIC T4 Ga / Ex da ia I Ma（有可燃性气体传感器）Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma（无可燃性气体传感器）Japan ExEx ia IIC T4 Ga
使用 BUL-3R 时 ： 约 73（W）☓65（H）☓26（D）mm（凸起部除外）
使用 BUD-3R 时 ： 约 73（W）☓65（H）☓34（D）mm（凸起部除外）
使用 BUL-3R 时 ： 约 120g
使用 BUD-3R 时 ： 约 140g

※ 本仪器作为防爆产品使用时，防爆标准的条件中指定电池的种类。具体请使用验证合格证上记载的电池。

- 102 -

10-1. 规格一览

10 产品规格

＜各传感器规格＞
项目

可燃性气体

检测对象气体甲烷（CH4）或异丁烷（i-C4H10）检测范围

0-100 %LEL

1位

1 %LEL
1st 10 %LEL
2nd 50 %LEL
3rd 50 %LEL
OVER 100 %LEL
1st 10 %LEL
2nd 25 %LEL
3rd 50 %LEL
OVER 100 %LEL
接触燃烧式

警报设定值
（Japan Ex 规格）
警报设定值（ATEX、IECEx 规格）
检测原理

项目

检测对象气体氧气（O2）一氧化碳（CO）

硫化氢（H2S）测量范围(Japan Ex 规格)

0-25.0 %0-500 ppm

0-30.0 ppm

服务范围(Japan Ex 规格)

25.1-40.0 %501-2000 ppm

30.1-200.0 ppm

测量范围（ATEX、IECEx
规格）0-25.0 %0-500 ppm

0-100.0 ppm

服务范围（ATEX、IECEx 规格）

25.1-40.0 %501-2000 ppm

100.1-200.0 ppm

0.1 %

1 ppm
1st：25 ppm
2nd：50 ppm
3rd：50 ppm
TWA 警报：25 ppm
STEL 警报：200 ppm
OVER 警报：2000 ppm
1st：25 ppm
2nd：50 ppm
3rd：1200 ppm
TWA 警报：25 ppm
STEL 警报：200 ppm
OVER 警报：2000 ppm
恒电位电解式

0.1 ppm
1st：1.0 ppm
2nd：10.0 ppm
3rd：10.0 ppm
TWA 警报：1.0 ppm
STEL 警报：5.0 ppm
OVER 警报：200.0 ppm
1st：5.0 ppm
2nd：30.0 ppm
3rd：100.0 ppm
TWA 警报：1.0 ppm
STEL 警报：5.0 ppm
OVER 警报：200.0 ppm

1位

警报设定值
（Japan Ex 规格）

L：18.0 %LL：18.0 %H：25.0 %OVER 警报：40.0 %警报设定值（ATEX、IECEx 规格）

L：19.5 %LL：18.0 %H：23.5 %OVER 警报：40.0 %

检测原理

项目

检测对象气体二氧化碳（CO2）测定范围

0-5.00 vol%0-10000 ppm

服务范围

5.01-10.00 vol%-1位

0.01 vol%20 ppm
1st 0.50 vol%1st 5000 ppm
2nd 3.00 vol%2nd 5000 ppm
3rd 3.00 vol%3rd 5000 ppm
TWA 0.50 vol%TWA 5000 ppm
STEL 3.00 vol%OVER 10000 ppm
OVER 10.00 vol%非分散红外吸收法（NDIR）

警报设定值

检测原理

- 103 -

10-1. 规格一览

10 产品规格

项目

检测对象气体二氧化硫（SO2）

测量范围(Japan Ex 规格)

0-20.00 ppm

服务范围(Japan Ex 规格)

20.05-100.00 ppm

1位

0.05 ppm
1st：2.00 ppm
2nd：5.00 ppm

警报设定值

3rd：5.00 ppm（Japan Ex 规格）

TWA 警报：2.00 ppm
STEL 警报：5.00 ppm
OVER 警报：100.00 ppm
1st：2.00 ppm
2nd：5.00 ppm

警报设定值

3rd：100.00 ppm（ATEX、IECEx 规格）

TWA 警报：2.00 ppm
STEL 警报：5.00 ppm
OVER 警报：100.00 ppm

检测原理

恒电位电解式- 104 -

10-2. 附件一览

10 产品规格

10-2. 附件一览标准附件（Japan Ex 规格）

部件名称

部件编号

手带

0888 0605 90

保护壳4777 4175 00

皮带夹（带安装螺丝）4777 9202 40

AC 适配器（BUL-3R 时）

2594 0898 30

7 号碱性电池（BUD-3R 时）

2757 0001 90

标准附件（ATEX、IECEx 规格）

部件名称

部件编号

手带

0888 0605 90

保护壳4777 4175 00

超薄型鳄鱼夹（带安装螺丝） 4777 9203 10
AC 适配器（BUL-3R 时）

2594 0898 30

EU PLUG（BUL-3R 时）

2594 0933 60

7 号碱性电池（BUD-3R 时） 2757 0001 90- 105 -

10-2. 附件一览

10 产品规格

＜选配（另售品）＞
部件名称

部件编号

皮带夹（带安装螺丝）4777 9202 40

超薄型鳄鱼夹（带安装螺丝）4777 9203 10

皮带 ASSY（带安装金属件、螺丝）4777 9293 30

过滤器单元套装 (ESR-A1DP) ５枚套装4777 9314 10过滤器单元套装 (NCR-6309) ５枚套装4777 9315 90过滤器单元套装

4777 9316 60(ESR-A1CP, ESR-A13P) ５枚套装过滤器单元套装 (ESR-A13i) ５枚套装4777 9317 30

过滤器单元套装 (ESR-A13D) ５枚套装4777 9318 10滤尘器

10 枚套装4777 9295 80

保护膜

５枚套装

4777 9296 50

7 号碱性电池

2757 0001 90

皮套4777 4258 70

耐热套（非防爆）

4777 4260 80

手动吸入工具组（带采集棒）

4777 9297 20

手动吸入工具组（带浮标）4777 9299 70

手动吸入工具组（带含坠 30m 管）

4777 9300 30

BUL-3R＋附件

4777 9277 40

BUD-3R＋附件

4777 9278 10

BUL-3R＋附件

4777 9281 00

BUD-3R＋附件

4777 9282 70

AC 适配器2594 0898 30

AU PLUG

2594 0932 90

EU PLUG

2594 0933 60

UK PLUG

2594 0934 30

气体校正外盖（简易版）4777 9308 10

气体校正外盖

4777 9310 20

BC-3R4777 21充电座壁挂工具4777 4337 50

5 接头充电器（连接线 22.5cm）※

4777 9329 70

5 接头充电器（连接线 60cm）※

4777 9319 80

5 接头充电器（连接线 120cm）※

4777 9333 20

数据记录管理程序 (SW-GX-3R(EX))

2980 6228 10※不含 AC 适配器- 106 -

11 附录

数据记录功能1111

附录

数据记录功能本仪器具备数据记录功能，可以记录测量结果，以及气体警报、故障警报、气体校正等各种事件。

注记
• 需要使用数据记录管理程序（另售）确认数据记录功能记录的数据。详情请洽询本公司营业所。
有 5 种数据记录功能。

（1）间隔趋势
记录接通电源到切断电源期间的测量浓度的变化。
对于可燃性气体、一氧化碳、硫化氢记录平均值、最大值、最大值发生时间，对于氧气记录平均值、最小值、最小值发生时间、最大值、最大值发生时间。
记录最新的 3600 条数据。
超过 3600 条时，删除最老的数据记录最新的数据。
覆盖功能关闭时，超过 3600 条时停止记录。
即使覆盖功能启动时，一次测量中记录 3600 条时，将不删除最老的数据而是停止记录。
※但是，即使在 3600 条以内，超过最大记录时间时，也将删除最老的数据。
间隔时间的最大记录时间如下所示。
间隔时间

10 秒

20 秒

30 秒

1 分钟

3 分钟

5 分钟

10 分钟

最大记录时间

10 小时

20 小时

30 小时

60 小时

180 小时

300 小时

600 小时※标准间隔时间为“5 分钟”。
间隔时间可以在“数据记录管理程序”（另售）进行设定。

（2）警报趋势
警报发报的同时，以发报时间为中心记录前后 30 分钟（合计：1 小时）的测量浓度值的变化。
警报趋势中以 5 秒为周期获取 5 秒内的峰值（氧气时为最小值）并进行记录。
记录最新的 8 条数据。
超过 8 条时，删除最老的数据记录最新的数据。

（3）警报事件发报警报时作为事件进行记录。
记录警报发报时间、对象测量气体和警报事件的种类。
从最新的事件开始最多记录过去的 100 件事件。
超过 100 件时，删除最老的数据记录最新的数据。

- 107 -

11 附录

数据记录功能（4）故障事件
发报故障时作为事件进行记录。
记录故障发报时间、对象测量气体、主机仪器信息和故障事件的种类。
从最新的事件开始最多记录过去的 100 件事件。
超过 100 件时，删除最老的数据记录最新的数据。

（5）校正记录
实施校正时记录数据。
记录校正时间、校正前后的浓度值及校正错误。
从最新的校正记录开始记录过去 100 条数据。
超过 100 条时，删除最老的数据记录最新的数据。

注记• 电源接通后，显示时间或显示电池余量/警报动作时，将本仪器的红外线通信端口置于可进行 IrDA 通信
的位置，将自动转换为通信模式。另外，同时按下 AIR 按钮及 POWER 按钮，将本仪器的红外线通
信端口置于可进行 IrDA 通信的位置时，也可以转换为通信模式。
• 在通信模式下经过一定时间通信未连接成功时，发报故障警报。此时，请重新进行通信连接或切断本仪器的电源。

- 108 -

11 附录

100％LEL＝ppm 换算表

100％LEL＝ppm 换算表
下表是 100％LEL 值和 ppm 值的标准值换算表。
STANDARD

IEC

ISO

甲烷

CH4

50000ppm

44000ppm

44000ppm

异丁烷i-C4H1018000ppm

13000ppm

15000ppm

氢气

H240000ppm

40000ppm

40000ppm

甲醇

CH3OH

55000ppm

60000ppm

60000ppm

乙炔

C2H2

15000ppm

23000ppm

23000ppm

乙烯

C2H4

27000ppm

23000ppm

24000ppm

乙烷

C2H6

30000ppm

24000ppm

24000ppm

乙醇

C2H5OH

33000ppm

31000ppm

31000ppm

丙烯

C3H6

20000ppm

20000ppm

18000ppm

丙酮

C3H6O

21500ppm

25000ppm

25000ppm

丙烷

C3H8

20000ppm

17000ppm

17000ppm

丁二烯

C4H6

11000ppm

14000ppm

14000ppm

环戊烷

C5H10

14000ppm

14000ppm

14000ppm

苯C6H6

12000ppm

12000ppm

12000ppm

正己烷

n-C6H1412000ppm

10000ppm

10000ppm

甲苯

C7H8

12000ppm

10000ppm

10000ppm

正庚烷n-C7H1611000ppm

8500ppm

8000ppm

二甲苯

C8H10

10000ppm

10000ppm

10000ppm

正壬烷

n-C9H20

7000ppm

7000ppm

7000ppm

乙酸乙酯

EtAc

21000ppm

20000ppm

20000ppm

异丙醇

IPA

20000ppm

20000ppm

20000ppm

甲基乙基酮

MEK

18000ppm

15000ppm

15000ppm

甲基丙烯酸甲酯

MMA

17000ppm

17000ppm

17000ppm

二甲醚

DME

30000ppm

27000ppm

27000ppm

甲基异丁基酮

MIBK

12000ppm

12000ppm

12000ppm

四氢呋喃

THF

20000ppm

15000ppm

15000ppm- 109 -

11 附录

改废记录

改废记录
版

修

订

刊发日

0

初版(PT0-1776)

2019/5/31

1

CE 符合性声明书修订2019/11/26

2

错字修订，CE 符合性声明书修订

2020/4/1

3

ATEX/IECEx 规格相关的安全信息，MOVER 警报修订，CE 符合性声明书修订关于电波法认证(SGS,Minsvyaz,SRRC)

2020/8/21

4

CE 符合性声明书修订2021/7/21

5

CE 符合性声明书修订2021/10/29

6

CE 符合性声明书修订，Safety information SPECIFIC CONDITIONS OF USE

2024/5/31- 110 -

11 附录

CE 符合性声明书

CE 符合性声明书

- 111 -

11 附录

CE 符合性声明书

- 112 -

11 附录

CE 符合性声明书

Overview
The GX-3R can measure up to 4 gases using 3 sensors.
The GX-3R Pro can measure up to 5 gases using 4 sensors.
Both the GX-3R and GX-3R Pro measure the combustible gases (LEL), oxygen (O2), hydrogen sulfide (H2S),
and carbon monoxide (CO).
The GX-3R Pro can additionally measure toxic gases including carbon and sulfur dioxides (CO2 and SO2).
Both models display measurement results on an LCD and issue gas alarms (via LED and buzzer) as needed.
The models also wirelessly transmit measurement results to a host using Bluetooth.
Gas sampling is by diffusion. The models do not have internal suction pumps.

Power sources
The GX-3R draws power from an integrated rechargeable Li-ion battery that is not user-replaceable.
The GX-3R Pro draws power from either a Li-ion battery unit (BUL-3R) or an alkaline battery unit (BUD-3R),
both of which have integral components for maintaining intrinsic safety. These battery units areuser-replaceable in non-hazardous areas.
The Li-ion battery cell is the same for both the GX-3R and GX-3R Pro.
A dedicated AC adapter is used for recharging the Li-ion battery.

Specification for safety
Ex da ia I Ma , Ex da ia IIC T4 Ga (with combustible gas sensor NCR-6309)
Ex ia I Ma , Ex ia IIC T4 Ga (without combustible gas sensor NCR-6309)
I M1 Ex da ia I Ma , II 1 G Ex da ia IIC T4 Ga (with combustible gas sensor NCR-6309)
I M1 Ex ia I Ma , II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (without combustible gas sensor NCR-6309)･Ambient temperature range for use: -40°C to +60°C･Ambient temperature range during battery charging: 0°C to +40°C

Electrical data
・ Lithium-ion battery: Maxell rechargeable battery model no. ICP463048XS・ Alkaline dry batteries (2 batteries in series): Toshiba LR03 or Duracell MN2400/PC2400
・ The battery should be charged with the dedicated AC adapter or by power from a
IEC60950-certified SELV power source, or IEC62368-1-certified ES1 power source.
The maximum voltage from the charger shall not exceed 6.3Vdc.

Certificate numbers
・ IECEx Certificate: IECEx DEK 17.0050 X
・ ATEX Certificate:DEKRA 17 ATEX 0103 X

List of standards
・ IEC 60079-0:2017
・ EN IEC 60079-0:2018
・ IEC 60079-1:2014-06 ・ EN60079-1:2014
・ IEC 60079-11:2011 ・ EN60079-11:2012
・ EN50303:2000- 113 -

11 附录

CE 符合性声明书

SPECIFIC CONDITIONS OF USEWhen the portable gas monitor is equipped with thermo catalytic gas sensor model NCR-6309 in type ofprotection Ex da:
・ The sensor model NCR-6309 is tested with low risk of mechanical danger for use in a Group I
environment, therefore it shall be protected against high impact energy.
・ The Sensor model NCR-6309 shall not be exposed to ultraviolet light or used in equipment in which
it is not fully enclosed.
・ The Sensor model NCR-6309 is a flameproof product and is not to be disassembled or modified withthe exception of specified parts.
・ The equipment shall not be exposed to oil or hydraulic fluid.

WARNINGS
For all models
・ Do not attempt to disassemble or modify the instrument.
・ The combustible gas sensor NCR-6309, to measure LEL, is the only part ofthis Gas Monitor system with flame - proof construction.
・ This product is an explosion-proof product and is not to be disassembled or modified with the
exception of specified parts.
・ NCR-6309 must not be exposed to ultraviolet light.
・ This product integrates a sensor having flameproof construction.
If assembly is not performed as specified, explosion protection performance will be compromised.
When replacing the sensor and filter, properly install genuine parts and torque to specification.
・ If the enclosure is damaged it shall be repaired before further use.
・ The Sensor shall not be exposed to ultraviolet light or used in equipment in which it is not fully
enclosed.

For GX-3R
・ Do not charge in a hazardous location.
・ Do not charge the unit with a non-genuine charger.

For GX-3R Pro with BUL-3R
・ Do not charge in a hazardous location.
・ Do not charge the unit with a non-genuine charger.
・ Do not replace battery unit in a hazardous location.

For GX-3R Pro with BUD-3R・ Do not replace battery unit in a hazardous location.
・ Do not replace dry batteries in a hazardous location.
・ Use only with connected alkaline AAA battery, type LR03 by TOSHIBA or
MN2400/PC2400 by Duracell- 114 -

11 附录

CE 符合性声明书

GX-3R

GX-3R Pro

Sensor coverSensor cap

NCR-6309

Location of screws for performing replacement
Tightening specification: At least 10cN･m
Maximum sensor surface temperature 82.6℃

Instruments No.
INST. No. 00 0 000 0000 00
A B C
D
E

A:
B:
C:
D:
E:

Year of manufacture (0 to 9)
Month of manufacture (1 to 9 for Jan.-Sep.; XYZ for Oct., Nov., Dec.)
Manufacturing lot
Serial number
Factory codes- 115 -

11 附录

CE 符合性声明书

关于电波法认证
本仪器如下表所示符合各国及地区的电波法并取得认证。在本仪器的 LCD 画面上也可以确认电波法认证相关的信息。（参阅 P.78）
以下行为被电波法禁止。实施禁止行为时，用户或销售商将受处罚。
・在未取得电波法认证的国家或地区使用
・销往未取得电波法认证的国家或地区
・拆卸或改造本仪器
・剥去本仪器的认证标签另外，在海上的船内使用本仪器时，适用领海沿岸国的电波法。此时也禁止在未取得电波法认证的国家或地区使用。
请确认本仪器的使用频段（2.4GHz）没有微波设备等工业、科学、医疗用设备等，此外，应未使用工厂生产线等使用的移动物体识别用厂区内无线站（需要许可的无线站）及特定小电力无线站。万一本仪器对移动物
体识别用无线站造成电波干扰时，请采取防止电波干扰的措施等，如变更使用场所、停止发射电波等。
无线规格
无线通信

电波法认证
（国家、地区）电波法(Japan)协议：Bluetooth Low Energy
版本：Ver 4.2
频率：2402～2480 MHz
调制：FSK
输出：最大 6dBm
内容
本仪器内置基于电波法获得技术标准符合证明的无线设备。因此，使用本仪器时无需无线站的许可。

施工设计认证许可编号：001-A07864
无线频率：2402MHz～2480MHz
最大无线输出：6dBm
RE Directive(EU Countries)

We declare that this equipment complies with the basic requirements of
Directive 2014/53/EU and other relevant provisions. Connect to the
network with radio waves of frequency 2.4 GHz band and maximum
output 6dBm.
FCC compliance(United States)

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions: (1) This device may not cause
harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.
FCC CAUTION
Changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to operate
the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the- 116 -

11 附录

CE 符合性声明书
limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference when the equipment is operated in a commercial
environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful interference to radio
communications. Operation of this equipment in a residential area islikely to cause harmful interference in which case the user will be
required to correct the interference at his own expense.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth
for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency(RF) Exposure Guidelines. This equipment has very low levels of RFenergy that is deemed to comply without testing of specific absorption
rate (SAR).

IC compliance(Canada)This device complies with Industry Canada’s licence-exempt RSSs.
Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause interference; and(2) This device must accept any interference, including interference
that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada
applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes :1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage;2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectriquesubi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre lefonctionnement.
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for
an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the IC radio
frequency (RF) Exposure rules. This equipment has very low levels of
RF energy that is deemed to comply without testing of specificabsorption rate (SAR).
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux
rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé etrespecte les règles d’exposition aux fréquences radioélectriques (RF)CNR-102 de l’IC. Cet équipement émet une énergie RF très faible qui
est considérée comme conforme sans évaluation du débit d’absorption
spécifique (DAS).

KCC(KOREA)识别符号：R-C-GD5-GX-3RPro_RIKEN
符合性评价申请者：理研计器株式会社
产品名称：Portable Gas Monitor
MODEL：GX-3R Pro
制造商：理研计器株式会社
制造国：日本- 117 -

11 附录

CE 符合性声明书
Class A设备（商用广播通信设备）
本仪器是商用电磁波发生设备(Class A)，设计为在家庭以外的场所使用。
销售商及用户敬请注意。
A급 기기 (업무용 방송통신기자재)이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을목적으로 합니다.

IMDA(SINGAPORE)认证标签：
Comlies with
IMDA Standards
DA107653

ANATEL(BRASIL)

MODEL：GX-3R Pro
许可编号：01530-19-12084

・ANATEL Resolution 680 记载要件
This equipment is not entitled to protection against harmfulinterference and may not cause interference in duly authorized
systems
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência
prejudicial e não pode causar interferência em sistemas
devidamente autorizados
・ANATEL Web“Para consultas, visite：www.anatel.gov.br”
ACMA(AUSTRALIA)

MODEL：GX-3R Pro- 118 -

11 附录SGS(TAIWAN)CE 符合性声明书

Approval certification number:Dry batteries: CCAM19LP0891T2
Lithium batteries: CCAM19LP0890T0
Model: GX-3RPROIn accordance with NCC Administrative Regulations on Low PowerRadio Wave Emitting Electrical Devices:
Article 22 Any alteration of the frequency or voltage of approved
models of low power radio wave emitting electronic
devices is prohibited.
Article 14 The use of low power radio wave emitting electricaldevices shall not interfere with legally-compliant
communications or impair aircraft or maritime safety.
In the case of infringement, the use of such devices shallbe prohibited until compliance is achieved.
The aforementioned legally-compliant communications refer to radio
communications operated in accordance with the Telecommunications
Act. Low power radio wave emitting electrical devices are legallyrequired to be susceptible to interference from ISM bandcommunications.
Minsvyaz（Russia）

Радиоэлектронные средства технологии «Bluetooth»в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц смаксимальной эквивалентной изотропно
излучаемой мощностью передатчика не более
2,5 мВт.

SRRC（CHINA）

Approval certification number:Dry batteries: CMIIT ID：2020DP3197
Lithium batteries: CMIIT ID：2020DP1516
Model: GX-3RPRO
Protocol: Bluetooth Low Energy
Version: Ver. 4.2
Frequency: 2,402 to 2,480 MHz
Modulation: FSK
Output: Maximum 6 dBm- 119 -

11 附录NBTC（THAI）

CE 符合性声明书

This telecommunication equipment conforms to the standard or
technical requirements of NBTC.

- 120 -