温湿度センサプローブ

Software

HW4 ソフトウェア

HW4-E ベーシックタイプ／HW4-Pプロフェッショナルエディション／HW4-OPC プロフェッショナルエディション

ハイグロクリップ2 シリーズ
HYGRO CLIP2 HC2※HW4-P,HW4-OPCのみ FDA,GAMPに対応。

各機能の設定から温湿度モニタリングまで、HC2プローブシリーズを、HW4ソフトウェアがフルにサポートします。
■ 特徴
・PCに接続し、温湿度測定値、演算値をモニタリングリアルタイムにグラフ表示が可能
・PCのハード上に温湿度測定値、演算値を記録
・HC2プローブ内部メモリに保存されたデータの読込み・アナログ出力スケーリングを設定

さらなる完成度を追求したハイグロクリップが、±0.8%rhの最高精度を実現しました・デジタルアラームの設定
・HC2プローブの調整をサポート■ アプリケーション例

唯一のセンシングテクノロジー（１）
恒温・恒湿槽の履歴管理（２）
乾燥/冷却工程のコントロール・解析（３）
GMPやHACCP等の工程管理（４）
温度/湿度のネットワークの一括管理

ハイグロクリップ2シリーズが新しい温湿度測定のステージへ。

（５）
湿度パラメータの演算システムとして活用● 相対湿度・温度に加えセンサプローブ内部での演算処理による露点測定● 最高レベルの精度と再現性■ 測定値表示画面● 測定データと校正履歴を統合管理

計測中またはロギングした温度、湿度を表示します。測定値表示画面は1台の測定器の温度・● センサプローブ内部にアラームの設定が可能湿度を表示します。

● より進化して使いやすくなった校正機能● すべてのセンサプローブが完全互換■ ネットワーク測定値表示画面
最大32台の変換機・計測器の温度、湿度と演算値、気圧を表示します。

■ グラフ表示画面
計測中またはロギングした温度、湿度、演算値をグラフにして表示します。横軸に時間、縦軸に測定値を取ります。
グラフのスケーリングは任意に設定が可能です。全体的なトレンドだけでなくズームアップ、ポインター機能により測定値・測定時間を確認することが可能です。

■ センサプローブ調整
マルチポイントの湿度調整が可能です。
また、露点計を基準として、露点演算値に対して調整することができます。
さらに、HW4ソフトウェアを使えばこれらの機能以外にも、測定器の単位や演算値の選択・校正、警報等の設定を行なったり、温度、湿度、気圧を入力し、各種の湿度パラメータを演算して値を表示させ、露点温度、絶対湿度、湿球温度等を知ることができます。

ロトロニック国内販売実績No.1

株式会社
http://www.daiichi-kagaku.co.jp
本社 〒113-8450 東京都文京区本郷2-12-13
TEL. 03-3812-9755

FAX. 03-3812-6700

ロトロニック国内販売実績No.1

関西営業所 〒530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10 ワイズビル4F
TEL. 06-6357-6166

FAX. 06-6357-6255
改良のため予告なく仕様および価格を変更することがありますのでご了承ください。
2019年4月第15版発行

株式会社
http://www.daiichi-kagaku.co.jp

HYGRO CLIP2

AirChip3000
それは唯一のセンシングテクノロジーです。

様々なアプリケーション

相対湿度測定において、HygroClip2は比類ない高精度を実現しました。

測定器ラインナップから、必ずお客様のご用途に最適の組み合せをお届けします。

各センサプローブに加えて、ハンディ型温湿度計、変換器、データロガーから各種OEM製品まで、すべてAirChip3000のデジタルテクノロジーをコアとする幅広い製品ラインナップを展開します。それぞれの機器とHygroClipセンサプローブは完全互換です。センサプローブを交換するだけでOK。現地での校正作業は不要になりました。様々な形状のセンサプローブと幅広いAirChip3000のテクノロジーに裏打ちされた数々のすぐれた機能を是非お確かめください。
最先端のセンサ技術との融合によってHygroClip2はその性能を飛躍的に引き上げ、■センサ分離型

湿度測定のステージに新しいレベルのパフォーマンスと信頼性をお届けします。

ハンディタイプ
温湿度計（精度相対湿度：±0.8%rh、温度±0.1℃）

HP21/HP23-A/HP32

多機能温湿度変換器

HF5/HF8

後継機 HP21→HP31

ハイグロマー（センサ）■センサ分離型■センサ一体型● すべての計測器の心臓部はセンサであるとロトロニック社は考えます。そし温湿度
データロガーて、その中心をなすハイグロマーセンサは世界で最も優秀な湿度センサのひHL-NT

とつであると評価されています。

省スペース型空調用
温湿度変換器HF3

ロトロニック社の40年以上にわたるセンサ開発の歴● ハイグロマーセンサは、史の中で追求され続けてきた高精度を、つねに提供するとともに、長期安定性と最も広い計測範囲（−100〜＋200°C）を持つセンサです。

フィルタ技術■センサ一体型● 最新のフィルタを装備し、強い保護能力と、産業空調用温湿度変換器

相対湿度センサとＰt100Ωに最適の測定環境を提供します。

HF4

AirChip3000● アラーム機能

湿度測定● 次世代の高機能ASICを搭載（Application Speciﬁc integrated Circuit）など● UARTインターフェイスとアナログ出力機能を装備。
アナログ出力はユーザー用途にあわせて設定が可能です。
センサプローブ自体が一個の完成した検出器として機能し、多様なOEMニーズにもお応えできます。

ROTRONIC Hygromer®

測定範囲0〜100％rh

繰返し性0.3%rh

長期安定性<1%rh/年

センサ

PT100Ω 1/3Class B

繰返し性

0.05℃

長期安定性

<1℃/年

応答速度15秒

デジタル出力● センサプローブは完全互換性です。
計測器や変換器との組み合わせにおいて一切の調整は不要です。

1

センサ

温度測定

幅広い拡張性●プローブラインナップ…P3〜P7

MPシリーズ■ ハイグロクリップ共通仕様● 露点演算機能

INDEX

気象測定用変換器●アクセサリ…P9

デジタルインターフェイス

UART

認証規格

EMC Directive 2014/30/EU

はんだ

鉛フリー／RoHS対応

証明対応

FDA21 CFR Part11準拠 / GAMP準拠●HW4ソフトウェア…P112

HYGRO CLIP2Line up

様々な用途に対応する充実したラインアップ

標準型プローブ

標準型プローブ（ショートタイプ）

HC2A-S

HC2-S

HC2-S3（気象用プローブ）

あらゆる現場での測定にあらゆる現場での測定にコンパクトな形状と優れた耐久性が、場所を選ばない測定を可能にします。

コンパクトな形状と優れた耐久性が、場所を選ばない測定を可能にします。

センサ

センサ

湿度 Hygromer® HT-1
温度 PT100Ω1/3 class B
精度
湿度 @23℃ ±0.8%rh
温度 @23℃ ±0.1℃
測定範囲
湿度 0〜100%rh
温度 −50℃〜＋100℃
応答速度（t63）＊１） <15秒
材質
ポリカーボネイト製
フィルタ
標準防塵用フィルタ（ポリエチレン製）
標準装備
コネクタ形状HC2プローブシリーズ標準 7ピンねじ込み式コネクタ＊ 測定範囲 センサ部：−50〜＋100℃、回路筐体部：−40〜＋85℃

108

φ15mm

湿度 Hygromer® IN-1
（HC2-S）
湿度 Hygromer® V-1（HC2-S3）
温度 PT100Ω1/3 class B
精度
湿度 @23℃ ±0.8%rh
温度 @23℃ ±0.1℃
測定範囲
湿度 0〜100%rh
温度 −50℃〜＋100℃
応答速度（t63）＊１） HC2-S <15秒
HC2-S3 <15秒材質
ポリカーボネイト製
フィルタ
標準防塵用フィルタ（ポリエチレン製）
標準装備
コネクタ形状HC2プローブシリーズ標準 7ピンねじ込み式コネクタ●HC2-S

この製品は販売が終了しております●HC2-S3（気象用）＊ rotronic気象用プローブラインナップは屋外設置を想定し、日照による温度上昇の影響を考慮して白の配色で設計されています。
＊ 測定範囲 センサ部：−50℃〜＋100℃、回路筐体部：−40℃〜＋85℃

15mmφ円筒形

1583

屋外用・気象用プローブ
HC2A-S3

超小型温湿度プローブ
HC2-C04

HC2-C05

屋外の過酷な環境下での測定に電子機器等の内部測定に日照による温度上昇の影響を考慮した白色ボディーが屋外でも安定した測定を可能にします。

超小型センサ（C05：φ5mm／C04：φ4mm）の使用により、極小空間の計測が可能です。

センサ

センサ

湿度 Hygromer® HT-1
温度 PT100Ω1/3 class B
精度
湿度 @23℃ ±0.8%rh
温度 @23℃ ±0.1℃
測定範囲
湿度 0〜100%rh
温度 −50〜＋100℃
応答速度（t63）＊１） <15秒
材質
ポリカーポネイト製
フィルタ
標準防塵用フィルタ（ポリエチレン製）
標準装備 別売オプション有コネクタ形状HC2プローブシリーズ標準 7ピンねじ込み式コネクタ＊ 測定範囲 センサ部：−50〜＋100℃、回路筐体部：−40〜＋85℃

108

φ15mm

湿度 Hygromer® IN-1
温度 PT100Ω1/3 class B
精度
湿度 @23℃ ±1.5%rh ＊2)
温度 @23℃ ±0.3℃ ＊2)
測定範囲
湿度 0〜100%rh
温度 −40℃〜＋85℃
応答速度（t63）＊１） <15秒
材質
HC2-C04 SUS V2A（シース部）
HC2-C05 真鍮 ニッケルコーティング（シース部）
フィルタ
オプション
コネクタ形状HC2プローブシリーズ標準 7ピンねじ込み式コネクタ
HC2-C044mmφ シース型

2ｍケーブル付

HC2-C055mmφ シース型

2ｍケーブル付

57103415C04515C0534HYGRO CLIP2Line up

細型プローブ（5mmφ）

高温域型プローブ PPS樹脂製

HC2-P05

HC2-IC1xx* HC2-IC3xx* HC2-IC4xx* HC2-IC5xx* HC2-IC-7xx*
HC2-IC3xx*-A HC2-IC4xx*-A HC2-IC5xx*-A HC2-IC-7xx*-A

ビル内環境の管理に*型番の末尾：xxはケーブル長を定義します。02＝2m

空調ダクトの計測や、建物の壁内結露の測定に活躍します。

恒温恒湿槽の管理に。計装ニーズに対応するために2種類の径を用意しました

センサ

湿度 Hygromer® IN-1
温度 PT100Ω1/3 class B
精度
湿度 @23℃ ±1.5%rh
温度 @23℃ ±0.3℃
測定範囲
湿度 0〜100%rh温度 −40℃〜＋85℃
応答速度（t63）＊１） <15秒
材質
SUS製
コネクタ形状HC2プローブシリーズ標準 7ピンねじ込み式コネクタ

5mmφ×200mm シース型

センサおよびケーブル部を耐熱構造にすることで、高温雰囲気測定が可能になります。
センサ部はPPS製でコストパフォーマンスに優れ、恒温恒湿槽の内部環境測定、高温のダクトや配管内部測定に使用できます。
また、取付けの為の治具も用意しています。
センサ

湿度 Hygromer® IN-1
温度 PT100Ω1/3 class B
精度
湿度 @23℃ ±0.8%rh
温度 @23℃ ±0.1℃
測定範囲
湿度 0〜100%rh
温度 −100℃〜＋200℃
応答速度
（t63）
＊１） <15秒
材質
PPS樹脂製（プローブ部）
フィルタ
オプション
コネクタ形状HC2プローブシリーズ標準 7ピンねじ込み式コネクタ

この製品は販売が終了しております

2m ケーブル付
3312001316075●HC2-ICXxx

15mmφ円筒型 ケーブル長：2m/5m

後継機種は別紙をご参照ください

1535

HC2-IC1xx プローブ長:100mm

HC2-IC3xx プローブ長:250mm

HC2-IC4xx プローブ長:400mm

HC2-IC5xx プローブ長:550mm

HC2-IC7xx プローブ長:700mm

25505＝5m

100/250/400/550/700

16103

151539細型プローブ（10mmφ）
HC2-HP50 は販売が終了しております

HC2-HP28 HC2-HP50

15mmφ/25mφ円筒形 ケーブル長2m/5m

倉庫や食品工場の管理に

HC2-IC3xx-A プローブ長250mm（15mmφ:100mm + 25mmφ:150mm ）突き差し形状センサの使用で粉体や穀物などの温湿度管理に。

HC2-IC4xx-A プローブ長400mm（15mmφ:250mm + 25mmφ:150mm ）HC2-IC5xx-A プローブ長550mm（15mmφ:400mm + 25mmφ:150mm ）センサ

湿度 Hygromer® IN-1温度 PT100Ω1/3 class B
精度
湿度 @23℃ ±1.5%rh
温度 @23℃ ±0.3℃
測定範囲
湿度 0〜100%rh
温度 −40℃〜＋85℃
応答速度（t63）＊１） <20秒
フィルタ
焼結金属フィルタ 標準装備
コネクタ形状HC2プローブシリーズ標準 7ピンねじ込み式コネクタ

HC2-HP2810mmφ×280mm 2mケーブル付

HC2-HP50

10mmφ×500mm 2mケーブル付

280/500135

HC2-IC7xx-A プローブ長700mm（15mmφ:550mm + 25mmφ:150mm ）100/250/400/550

15010325151539●HC2-ICXxx-A

607525101535*１）
フィルタを装着しない状態において、@23℃ 風速1m/秒の条件で、湿度環境を35%rhから80％rhへ変化させた場合に、変化量絶対値の63%相当に到達するまでの時間の目安。
*2）
温度特性の影響があるため詳細は販売店までお問合せください。

56HYGRO CLIP2Line up

高温域型プローブ PPS樹脂製・ハンドヘルドタイプ

耐圧型プローブ

HC2-HK25 HC2-HK40

HC2-IE1xx* HC2-IE3xx*

柄の部分を手で持ちながら高温環境での測定が可能です。

精度
測定範囲

センサ部の耐圧構造により、高圧環境下における計測が可能です。
コンプレッサーなどの圧縮空気や工場の高圧ガス配管等の管理に使用出来ます。

Hygromer® IN-1
PT100Ω1/3 class B@23℃ ±0.8%rh@23℃ ±0.1℃
0〜100%rh
HC2-HK25 −100℃〜＋150℃
HC2-HK40 −100℃〜＋200℃

応答速度
（t63）
＊１） <15秒
材質
PPS （センサ部）
フィルタ
オプション
コネクタ形状HC2プローブシリーズ標準

センサ

湿度 Hygromer® IN-1
温度 PT100Ω1/3 class B
精度
湿度 @23℃ ±0.8%rh
温度 @23℃ ±0.1℃
測定範囲
湿度 0〜100%rh
温度 −100℃〜＋200℃
耐圧性能
0Mpa〜約5Mpa
応答速度（t63）＊１） <15秒
材質
SUS製 DIN1.4305 / AISI302 / AFNOR Z10CNF-18-9コネクタ形状HC2プローブシリーズ標準 7ピンねじ込み式コネクタ

7ピンねじ込み式コネクタ

12HC2-HK25 15mmφ×250mm（センサ部） 25mmφ×131mm（柄） 2mケーブル付

51.5

HC2-HK40 15mmφ×400mm（センサ部） 25mmφ×131mm（柄） 2mケーブル付
131601511391025151037535※506015250/400398025湿度
温度
湿度
温度
湿度
温度

SW27

HC2-IE1xx フィッティング−ネジ形状：1/2G
HC2-IE3xx フィッティングネジ形状1/2NPT※電子回路保護のため、柄から50mmは高温環境に挿入しないでください。

高温域型プローブ SUS製サーベル型プローブ

HC2-IM1xx* HC2-IM3xx* HC2-IM4xx* HC2-IM5xx*

HC2-HS28 HC2-HS42

衛生管理のきびしい薬品、食品工場などに*型番の末尾：xxはケーブル長を定義します。02＝2m

05＝5m

湿度 Hygromer® IN-1
温度 PT100Ω1/3 class B
精度
湿度 @23℃ ±0.8%rh
温度 @23℃ ±0.1℃
測定範囲
湿度 0〜100%rh
温度 −100℃〜＋200℃
応答速度
（t63）
＊１） <15秒
材質
SUS製 DIN1.4305 / AISI302 / AFNOR Z10CNF-18-9
フィルタ
オプション
コネクタ形状HC2プローブシリーズ標準 7ピンねじ込み式コネクタ

この製品は販売が終了しております

15mmφ円筒形 ケーブル長:2m/5m

後継機種は別紙をご参照ください
HC2-IM4xx プローブ長：430mm
HC2-IM5xx プローブ長：580mm

湿度 Hygromer® IN-1温度 PT100Ω1/3 class B
精度
湿度 @23℃ ±0.8%rh
温度 @23℃ ±0.1℃
測定範囲
湿度 0〜100%rh
温度 −40℃〜＋85℃
応答速度（t63）＊１） <15秒
コネクタ形状HC2プローブシリーズ標準 7ピンねじ込み式コネクタ

HC2-HS28 280ｍｍサーベル型プローブ 2mケーブル付
HC2-HP42 420mmサーベル型プローブ 2mケーブル付
151

280/420

75

6035

103

15120/280/430/580

製紙や印刷工場での品質管理に
センサ

センサ

HC2-IM3xx プローブ長：280mm

HC2-HS42 は販売が終了しております

サーベル型センサにより紙間湿度の測定、管理が可能になります。

HACCPシステムが組み込まれた総合衛生管理製造過程での温湿度管理や測定を可能にします。
SUS-302製のボディが厳重な消毒にも対応。

HC2-IM1xx プローブ長：120mm

05＝5m

配管内などの高圧下での計測に

工業炉・恒温恒湿槽の管理に
センサ*型番の末尾：xxはケーブル長を定義します。02＝2m

2515151839*１）
フィルタを装着しない状態において、@23℃ 風速1m/秒の条件で、湿度環境を35%rhから80％rhへ変化させた場合に、変化量絶対値の63%相当に到達するまでの時間の目安。

7*１）
フィルタを装着しない状態において、@23℃ 風速1m/秒の条件で、湿度環境を35%rhから80％rhへ変化させた場合に、変化量絶対値の63%相当に到達するまでの時間の目安。

8

HYGRO CLIP2Accessories

ハイグロクリップ2 アクセサリ
延長ケーブルE2-F3A
E2-01A
E2-02A
E2-05Aフィルタ
111

HC2プローブ用長延ケーブル ケーブル長：0.3m
HC2プローブ用延長ケーブル ケーブル長：1m
HC2プローブ用延長ケーブル ケーブル長：2m
HC2プローブ用延長ケーブル ケーブル長：5m

LL587258

E2-02AS HC2プローブ用延長ケーブル ケーブル長：2m 小型コネクタタイプ
E3-F3A
E3-01A
E3-02A
E3-05A

気象用プローブ延長ケーブル
気象用プローブ延長ケーブル
気象用プローブ延長ケーブル
気象用プローブ延長ケーブル

E2-F3Aと同仕様
E2-01Aと同仕様
E2-02Aと同仕様
E2-05Aと同仕様

E3-02AS 気象用プローブ延長ケーブル ケーブル長：2m

白色タイプ*
白色タイプ
白色タイプ
白色タイプ

AC300313

HC2プローブ延長用コネクタ*
UART増幅アンプ内蔵
7ピン オスコネクタ+メスコネクタ端末オープン
最大ケーブル延長100m*ケーブルはユーザー調達,コネクタに結線して使用
HC2プローブを指示計／変換器から5m以上延長して設置する場合に使用
353575

取付用治具
AC1303-M プローブ固定用治具

15mmφプローブ用

使用温度範囲：最大200℃ ネジ形状：M20×1.5

AC1304-M プローブ固定用治具

25mmφプローブ用

使用温度範囲：最大200℃ ネジ形状：M32×1.5

28M20（M1303-M）
M32（AC1304-M）

AC1305 フランジ φ80mm
AC1306 フランジ φ80mm

15mmφプローブ用

AC1303との組み合わせで使用

25mmφプローブ用

AC1304との組み合わせで使用

15mmφプローブ用

キャップ材質装着プローブSPA-PCB-PE
SPA-PCB-WM
SPA-PCB-PTFE

ポリエチレン（グレー）

ポリカーボネイト

HC2A-S

スチールメッシュ

SPA-PCW-PE
SPA-PCW-WM
SPA-PCW-PTFE

ポリカーボネイト（白色キャップ）

HC2A-S3

スチールメッシュ

ポリカーボネイト

HC2-S

ポリエチレン（グレー）
NSP-PCW-PE
NSP-PCW-PE40 ポリエチレン（白）スチールメッシュ
NSP-PCW-WM
テフロン
NSP-PCW-TFF

ポリカーボネイト（白色キャップ）

HC2-S3

NSP-ME-WM

スチールメッシュ

真鍮,ニッケルコーティング
HC2プローブ用ネジ切

HC2-IC

HC2-HK*

NSP-ME-SS

焼結金属

真鍮,ニッケルコーティング
HC2プローブ用ネジ切

HC2-IC

HC2-HK*

NSP-ME-TF

テフロン

真鍮,ニッケルコーティング
HC2プローブ用ネジ切

HC2-IC

HC2-HK*

SP-MC15

スチールメッシュ

真鍮,ニッケルコーティング
HygroClipプローブ用ネジ切

HC2-IM

HC2-IE*

SP-SC15

焼結金属

真鍮,ニッケルコーティング
HygroClipプローブ用ネジ切

HC2-IM

HC2-IE*

SP-TC15

テフロン

真鍮,ニッケルコーティング
HygroClipプローブ用ネジ切

HC2-IM

HC2-IE*

使用温度範囲：最大100℃

ET-Z10焼結金属

フィルタのみHC2-HP

NSP-ME

キャップのみ真鍮,ニッケルコーティング
HC2プローブ用ネジ切

HC2-IC

HS2-HK*

SP-MSB15

キャップのみ真鍮,ニッケルコーティング
HC2プローブ用ネジ切

HC2-IM

HC2-IE*

SP-M15

スチールメッシュ

フィルタのみ*HC2-IC

HS2-HK

HC2-IM

HC2-IE*

SP-S15

焼結金属

フィルタのみHC2-IC

HS2-HK

HC2-IM

HC2-IE*

SP-T15テフロン

フィルタのみHC2-IC

HS2-HK

HC2-IM

HC2-IE*

テフロン
ポリエチレン（グレー）

テフロン
ポリエチレン（グレー）ポリエチレン（白）
スチールメッシュテフロン

φ21（AC1305）
φ33.5（AC1306）

φ80 φ65

AC5005 フランジ

フィルタ材質NSP-PCB-PE
NSP-PCB-PE40
NSP-PCB-WM
NSP-PCB-TF

E2-02ASと同仕様 白色タイプ

デジタル信号増幅アンプ内蔵コネクタ

型番

φ15

φ50

φ40

4-φ4.5

校正用アクセサリ

不飽和塩校正用アンプル
EA00-SCS
EA05-SCS
EA10-SCS
EA20-SCS
EA35-SCS

0.5%rh 校正基準液 アンプル5本／1パック
5%rh校正基準液 アンプル5本／1パック
10%rh校正基準液 アンプル5本／1パック
20%rh校正基準液 アンプル5本／1パック

EA50-SCS
EA65-SCS
EA80-SCS
EA95-SCS

50%rh校正基準液 アンプル5本／1パック
65%rh校正基準液 アンプル5本／1パック
80%rh校正基準液 アンプル5本／1パック
90％rh校正基準液 アンプル5本／1パック

35%rh校正基準液 アンプル5本／1パック

ERV-1515ｍｍφプローブ用
校正容器
（縦型）

ER-15

15ｍｍφプローブ用
校正容器
（横型）

*SP-M15, SP-S15, SP-T15はNSP-ME / SP-MSB15と組み合わせてプローブに装着

9SPA-PE

ポリエチレンSPA-WM

スチールメッシュ フィルタのみ

SPA-SSS

焼結金属

フィルタのみSPA-PTFE

テフロン

フィルタのみHC2-IC, HC2-HKはNSP-MEを, HC2-IM, HC2-IEはSP-MSB15を標準装備

フィルタのみHC2A-S, HC2A-IC, HC2A-IMに対応
10