ラベルフリー細胞分離分析システム
エレスタ クロスソーター
ご注文方法または製品に関するご質問など詳しくは、株式会社AFIテクノロジーまたは株式会社SCREENホールディングス ライフサイエンス事業室の各ホームページにあるお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

株式会社AFIテクノロジー

株式会社SCREENホールディングス

ライフサイエンス事業部

ライフサイエンス事業室〒606-8501
京都市左京区吉田下阿達町 46-29 京都大学医薬系総合研究棟 3 階
TEL : 075-762-3131 FAX : 075-762-3132〒612-8486
京都市伏見区羽束師古川町 322
TEL : 075-931-7824 FAX : 075-931-7826

ht tps://aﬁ.co.jp/

ht tps://screen - cell3imager.com/
このカタログの記載内容は2021年7月現在のものです。

®

ー私たちが持っている革新的フィルタ技術を用いて、ライフサイエンスの発展に貢献するー
これがAFIテクノロジーの掲げるミッションです。

独自の革新的フィルタ技術 “AMATAR®”

ラベルフリー細胞分離分析システム

AMATARロゴ

エレスタ クロスソーター® ラベルフリーで目的の細胞を分離分析する“CROSSORTER®”
サンプルの中に混在する多様な粒子から再生医療、臨床検査だけでなく応用範囲は多岐にわたります。

AFI の独自技術「AMATAR ® ( アマタ )」は、電気計測およびマイクロ流体制御に分析技術を＋αしたこれまでにない革新的な分離技術です。

サンプル中から目的細胞をラベルフリー・ダメージレスで分離することが出来ます。

これこそ、AMATAR ® が「革新的フィルタ技術」と言われる所以であり、最大の強みです。

AMATAR の仕組み
シース液

電極

試料

計数領域
細胞A

細胞B
廃液

サイズ分離

電気的特性分離

分離特性解析

血液からの赤血球除去

細胞種による分離細胞状態の確認

微生物除去

死細胞の除去培養液中残渣の除去

微生物の精密除去（ 分離特性カーブの）変動確認※製品の外観および仕様は、予告なく変更する場合があります。

ラベルフリー

抗体など標識物を使用せず連続分離が可能

1

ダメージレス

極めて低い侵襲性により細胞をそのまま分離可能

コンタミフリー
全ての流路がディスポ
コンタミの心配なく分離※画像では見えやすくするため蛍光標識していますが、実際の分離では標識する必要はありません。

流体制御技術

電気制御技術

画像解析技術2

エレスタ

クロスソーター®

®

設置例と操作手順

サンプル（1mL, 10mL, 20mL 市販の推奨シリンジ）
CROSSORTERバッファ（専用シース液）
専用チューブセットの簡単操作で分離開始

ELESTA® CROSSORTER®

CROSSORTER® チップ装着

サンプルとバッファ充填

シリンジとチューブ接続

専用ソフトウェア

CROSSORTER® 本体の操作や分離条件の設定、チップの観察、分離動画の解析に使用します。

装置本体は安全キャビネット内にも設置可能なサイズです。

分析条件の設定

プリセット画面で分離条件を登録すれば、複数の条件も簡単に呼び出して使用できます。

SINGLEUSE ON

LY

Code.ECB- 001

サンプル

ファCROSS
ORTER バッCROS
uﬀer
SORTER B
mL
50

約CROSSORTER バッファ専用チューブセット

600mm

分離画面

約1200 mm

細胞分離しながら、解析用の動画を取得します。

テーブルサイズ

幅 1200mm 奥行き 600mm

CROSSORTER® チップ

入口ポート１

入口ポート２電気特性で分離された細胞を回収できます。

出口ポート３出口ポート２

サイズ分離された微小粒子とサンプル溶媒を回収できます。

3

出口ポート１

サイズ分離部

電気特性分離部

電気特性で分離されなかった細胞を回収できます。

解析
分離動画を解析し、細胞数をカウント、分離周波数特性など解析結果をグラフ化します。

これらはイメージ図です。実際のソフト仕様とは異なります。

4ELESTA®CROSSORTER®スペックシート

活用分野
再生医療細胞治療

臨床検査

がん研究細胞農業区

分

情

本体サイズ・重量CTC・希少細胞分離組織など複数種類の細胞が混在するなかから、CTC（血中循環腫瘍細胞）を溶血処理など事前に赤血球を従来、細胞純化のために培養を繰り返していたにも応用可能です。

幹細胞など必要とする細胞を分離・濃縮できます。

電気出力特性細胞培養液に混在する死細胞やデブリ、外部から混入した微小粒子などを除去します。

あれば分離特性の解析により検知できます。

動物細胞の研究・産業化
分離に抗体などのマーカーが必要ないため、ウシ、ブタなどヒトに比較して特異マーカーが少ない細胞の分離に適しています。

微細藻類の研究・産業化

重量25kg

奥行 313

周波数

10k 〜 10,000kHz

交流電圧

1 〜 20Vpp

波形

正弦波

容

高さ 506mm

1 mL,10 mL, 20 mL ※※ 当社指定のディスポシリンジ以外は使用できません。

流量10 〜 100 uL/min

付属対物レンズx4

撮像素子

1 インチ CMOS カラーイメージセンサ

最大解像度5472 3648 ピクセル（約2000万画素）（標準付属）
CROSSORTER® 専用ソフト

ソフトウェア

サポート言語

日本語、英語

弊社指定機種（下記仕様にて動作確認済み）
OS

Windows10 Pro（64bit）

CPUIntel Core i7-10700T

メモリ

16GB 以上

ストレージ

512GB（SSD）

モニター

23インチ

液晶カラーディスプレイ（解像度 1920 1080 ピクセル）

ご注文情報
商

培養中に死細胞の割合が高くなるなど、細胞の状態に変化が

幅 520

適合シリンジPC / ディスプレイ細胞の品質管理

サイズ

50W

場合、培養期間を短縮するなどの効果が期待死細胞の除去

内消費電力

除去せずに、血液から濃縮分離します。CTC 以外の希少細胞できます。

目AC 100 -240V 50 / 60Hz

顕微鏡部

幹細胞の分離・濃縮

項電源送液部

アプリケーション

報品

名品

番内容

物

ELESTA ®CROSSORTER ®

ECS-001

装置本体、ソフト、PC/ディスプレイ、ケーブル等

CROSSORTER チップ

ECC-001

5 枚 / セットCROSSORTER バッファ

ECB-001

50mL / 本専用チューブセット

ECT-0012 本 / ペア

20 ペア / セット

ELESTA ®CROSSORTER ® システムをご購入時に以下のキットも合わせてご購入いただきますと便利です。

海水など自然サンプルから微細藻類を分離することが可能です。

商

微細藻類を使用した機能性物質の生産など、有用細胞の分離、解析への活用も期待できます。

スターターキット品

名内容物（専用消耗品）チップ 20 枚、バッファ 1 本、チューブ１セット（推奨品）シリンジ 50 本、真空ポンプセット、サンプル回収用小型ピペット

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
※上記以外にも様々な目的で使用できますが、細胞の種類や状態によって分離条件の最適化が必要になります。
お客様がご要望のアプリケーションへの適用可否については、個別にご相談ください。

56

ラベルフリー細胞分離分析システム
エレスタ クロスソーター
ご注文方法または製品に関するご質問など詳しくは、株式会社AFIテクノロジーまたは株式会社SCREENホールディングス ライフサイエンス事業室の各ホームページにあるお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

株式会社AFIテクノロジー

株式会社SCREENホールディングス

ライフサイエンス事業部

ライフサイエンス事業室〒606-8501
京都市左京区吉田下阿達町 46-29 京都大学医薬系総合研究棟 3 階
TEL : 075-762-3131 FAX : 075-762-3132〒612-8486
京都市伏見区羽束師古川町 322
TEL : 075-931-7824 FAX : 075-931-7826

ht tps://aﬁ.co.jp/

ht tps://screen - cell3imager.com/
このカタログの記載内容は2021年7月現在のものです。

®