３．３ＧＨｚ／８．５ＧＨｚ ハンディ型シグナルアナライザ

MSA５３８(E/TG)/MSA５５８(E)
取扱説明書

第１．１4版 2022 年 6 月

マイクロニクス株式会社
OM-12013

使用開始の前に● 本体背面に記された以下の内容を守ってご使用下さい。

● 安全にご使用頂くために
１） 発煙、異臭、異音が確認された場合、バッテリとＡＣアダプタを取り外し、使用を中止して下さい。

２） 濡れた手でのご使用はお止め下さい。感電、火災、故障の原因となります。

３） 雷の元で使用しないで下さい。落雷を受ける恐れがあります。

４） 指定以外のＡＣアダプタを使用すると、故障の原因となりますので絶対に使用しないで下さい。静電気保護のため、三芯コンセントに接続して接地して下さい。接地しなかった場合、本機及び被測定物が損傷する恐れがあります。

５） 指定以外のバッテリを使用すると、故障の原因となりますので絶対に使用しないで下さい。バッテリを抜き差しする
場合は、必ず電源を切りＡＣアダプタを外してから抜き差しして下さい。

６） バッテリを充電する時は指定の方法で充電してください。
また、バッテリの取扱いを誤りますと破裂、発火、発煙の恐れがあります。
バッテリの取扱い上の注意を必ずお守りください。

－I－● 品質保証

保証期間について納入後１年以内に当社の責任による故障が発生した場合は、無償で修復致します。
ただし、保証期間内でも次のような場合は有償修理となります。
１） 火災、天災による故障または損傷の場合
２） お買い上げ後の輸送・移動時の落下等お取扱いが不適当だったために生じた故障または損傷の場合
３） 取扱説明書に記載の使用方法や注意事項に反するお取扱いによって生じた故障または損傷の場合
４） 改造やご使用の責任に帰すると認められる故障や損傷の場合

本製品の故障またはその使用上生じた直接及び間接の損害については、当社はその責に応じません。

ウォームアップ時間
電源立ち上げ時、電気性能を安定化させるため、ウォームアップを１０分以上行って下さい。

保管上の注意１） 直射日光、粉塵をさけて保管して下さい。
２） 温度－２０℃～６０℃、湿度７０％RH 以下（６０℃）、一日の温湿度の変化が少ないところで保管して下さい。

アフターサービス
この製品の内容及び操作方法等について、ご質問がございましたら下記までお問い合わせ下さい。

マイクロニクス株式会社〒１９３‐０９３４

東京都八王子市小比企町２９８７‐２

ＴＥＬ． ０４２（６３７）３６６７

ＦＡＸ． ０４２（６３７）０２２７

ＵＲＬ： http://www.micronix‐jp.com/

E‐mail： micronix_j@micronix‐jp.com

－II－

目
１．概 要

次
-------------------------------------------------------------- 1

１．１ 製品概要---------------------------------------------------- 1

１．２ 標準付属品-------------------------------------------------- 2

１．３ ５モデルをラインアップ

２．仕 様------------------------------------------- 2---------------------------------------------------------------- 3

２．１ 性能-------------------------------------------------------- 3

２．２ 外観図------------------------------------------------------ 8

３．パネル面説明
４．画面の説明-------------------------------------------------------- 9--------------------------------------------------------- 12

４．１ 挿引モード-------------------------------------------------- 12

４．２ リアルタイムモード（１波形表示）--------------------------------- 13

４．３ リアルタイムモード（２波形表示）--------------------------------- 14

５．ファンクションメニュー------------------------------------------------ 15
６．取扱いの準備------------------------------------------------------- 24
６．１ スタンド----------------------------------------------------- 24

６．２ 電源の接続------------------------------------------------- 24

６．３ バッテリの充電---------------------------------------------- 25

６．４ バッテリの取り付け------------------------------------------- 25

７．測定モード ＜ＯＰＥＲＡＴＩＯＮ ＭＯＤＥ＞
７．１ メイン測定モード--------------------------------------------- 27

７．２ タイムドメイン測定モード
７．３ サブ測定モード----------------------------- 26--------------------------------------- 28---------------------------------------------- 28

８．センター周波数 ＜ＦＲＥＱ＞----------------------------------------- 29

８．１ ステップキーによる設定--------------------------------------- 29

８．２ エンコーダによる設定----------------------------------------- 29

８．３ テンキーによる設定------------------------------------------- 30

８．４ マーカ位置に合わせる---------------------------------------- 31

８．５ AUTO チューニング

------------------------------------------- 31

９．周波数スパン ＜ＳＰＡＮ＞
１０．基準レベル ＜ＲＥＦＥＲ＞------------------------------------------- 31

１０．１ 基準レベルの設定------------------------------------------ 33

１０．２ 振幅軸の単位切換------------------------------------------ 33------------------------------------------ 33

１０．３ 基準レベルのステップ量の設定-------------------------------- 33

１０．４ 基準レベル・オフセットのオン・オフの設定
１０．５ 基準レベルのオフセットの設定----------------------- 33-------------------------------- 33

１０．６ 入力インピーダンスの設定----------------------------------- 34

１０．７ 単位毎の基準レベル設定範囲---------------------------------- 34

１０．８ 基準レベルとＡＴＴ・ＡＭＰの関係-------------------------------- 35

１０．９ タイムドメイン測定時 基準レベルファンクションメニュー------------- 36

１０．１０ タイムドメイン測定時 基準レベルの設定------------------------ 37

１０．１１ タイムドメイン測定時 基準レベルのオフセットの設定-------------- 37

１０．１２ タイムドメイン測定時 基準レベル・オフセットのオン・オフの設定

１１．表示スケール ＜ＳＣＡＬＥ＞
１１．１ キーによる設定----- 37---------------------------------------- 37--------------------------------------------- 37

１１．２ タイムドメイン測定時の表示スケールファンクションメニュー

１２．分解能帯域幅 ＜ＢＷ＞--------- 37------------------------------------------- 39

１２．１ RBW マニュアルモード
１２．２ RBW オートモード--------------------------------------- 39------------------------------------------- 39

１２．３ VBW マニュアルモード--------------------------------------- 39

１２．４ VBW オートモード------------------------------------------- 39

１２．５ オールオートモード------------------------------------------ 40

１３．掃引軸・検波モード ＜ＳＷＥＥＰ＞
１３．１ マニュアルモード
１３．２ オートモード---------------------------------- 40-------------------------------------------- 40------------------------------------------------ 40

１３．３ オールオートモード------------------------------------------ 40

１３．４ 検波モードの設定------------------------------------------- 41

１４．トリガ設定 ＜ＴＲＩＧ＞---------------------------------------------- 41

１４．１ トリガソースの設定（掃引モード）------------------------------- 41

１４．２ トリガソースの設定（リアルタイムモード）
１４．３ トリガソース設定メニュー------------------------ 41------------------------------------- 42

１４．４ チャネルパワートリガ設定メニュー----------------------------- 43

１５．ホールド／ラン ＜ＨＯＬＤ／ＲＵＮ＞--------------------------------- 44
１６．演算機能 ＜ＣＡＬＣ＞---------------------------------------------- 44
１６．１ ＮＯＲＭＡＬモード------------------------------------------- 44

１６．２ ＭＡＸ ＨＯＬＤモード----------------------------------------- 44

１６．３ ＭＩＮ ＨＯＬＤモード------------------------------------------ 44

１６．４ ＡＶＥＲＡＧＥモード------------------------------------------- 45

１６．５ ＯＶＥＲＷＲＩＴＥモード---------------------------------------- 45

１６．６ スプリアスフリーモード（ＭＳＡ５５８／５５８Ｅ）

１７．マーカ・ピークサーチ ＜ＭＫＲ＞
１７．１ マーカの設定--------------------- 45------------------------------------ 46---------------------------------------------- 46

１７．２ リアルタイムモード タイムドメイン I/Q 対 時間 測定時のマーカの設定 -- 47
１７．３ ノーマル・ピークサーチ ＜NORAML ＰＥＡＫ ＳＥＡＲＣＨ＞
１７．４ ゾーン内ピークサーチ ＜ZONE PEAK ＳＥＡＲＣＨ＞
１７．５ マーカ・レベルの単位の変更方法

１８．セーブ／ロード ＜ＳＡＶＥ／ＬＯＡＤ＞
１８．１ 記録デバイスの選択
１８．２ セーブ機能-------- 47------------- 48------------------------------ 48------------------------------- 49---------------------------------------- 49------------------------------------------------ 50

１８．３ ファイル名について------------------------------------------ 51

１８．４ ロード機能------------------------------------------------- 51

１８．５ デリート機能----------------------------------------------- 53

１８．６ プリセット方法（初期設定）

１９．メジャリング機能 ＜ＭＥＡＳ＞------------------------------------ 53-------------------------------------- 54

１９．１ チャネルパワー測定 ＜ＣH ＰOWER＞
１９．２ 隣接チャネル漏洩電力 ＜ＡＣＰ＞------------------------- 55----------------------------- 56

１９．３ 占有周波数帯幅 ＜ＯＢＷ＞--------------------------------- 57

１９．４ 電界強度測定 ＜ＥＦＳ ＡＮＴ＞------------------------------- 58

１９．５ 磁界強度測定 ＜ＭＦＳ ＰＲＯＢＥ＞--------------------------- 63

１９．６ ノイズ測定 ＜ＮＯＩＺＥ＞------------------------------------- 64

２０．ＥＭＩ測定（ＭＳＡ５３８Ｅ/５５８E）------------------------------------- 65

２０．１ ＥＭＩ測定のための追加機能
２０．２ ＥＭＩ測定---------------------------------- 65-------------------------------------------------- 66

２１．画面コントロール ＜ＤＳＰＬ＞
２１．１ 画面色設定-------------------------------------- 69------------------------------------------------ 69

２１．２ ＬＣＤバックライトＯＮ／ＯＦＦ制御
２１．３ ＬＣＤバックライト輝度調整

２２．ＴＧモード（ＭＳＡ５３８ＴＧのみ）------------------------------- 69------------------------------------ 69-------------------------------------- 70

２２．１ TG 機能専用仕様------------------------------------------- 70

２２．２ 入出力端子配置図------------------------------------------ 70

２２．３ ＴＧ ＯＮ／ＯＦＦ制御----------------------------------------- 71

２２．４ ノーマライズ機能-------------------------------------------- 71

２３．画面データの保存と印刷 ＜ＣＯＰＹ＞
２３．１ 画像領域の選択------------------------------- 72-------------------------------------------- 72

２３．２ プリンタによるハードコピー -------------------------------------- 72
２３．３ USB メモリへの画像保存-------------------------------------- 72

２３．４ USB メモリへの内部データの一括コピー
２３．５ ＵＳＢプリンタ (オプション)
２３．６ ＵＳＢメモリの装着-------------------------- 72------------------------------------- 73-------------------------------------------- 73

２４．補助機能 ＜ＵＴＩＬ＞----------------------------------------------- 74

２４．１ ラベル機能------------------------------------------------ 74

２４．２ メニューオフ------------------------------------------------ 75

２４．３ ブザー設定------------------------------------------------ 75

２４．４ 時計の設定------------------------------------------------ 76

２５．ＵＳＢデバイス機能
２５．１ 概要------------------------------------------------- 77------------------------------------------------------ 77

２５．２ 接続方法-------------------------------------------------- 77

２５．３ ドライバソフトのインストール---------------------------------- 77

２５．４ コマンド説明----------------------------------------------- 78

２５．５ 周波数入力------------------------------------------------ 88

２５．６ スペクトルデータ転送----------------------------------------- 88

２５．７ オリジナル校正データの書き込み------------------------------- 89

２６．オプション---------------------------------------------------------- 91
２７．基本性能試験 （ＭＳＡ５３８/５３８E/５３８TG/５５８/５５８E）----------- 94
２７．１ 周波数特性
２７．２ 基準レベル確度------------------------------------------------ 94-------------------------------------------- 95

２７．３ センター周波数表示確度------------------------------------- 95

２７．４ 周波数スパン表示確度-------------------------------------- 96

２７．５ 振幅表示直線性-------------------------------------------- 96

１．概 要１．１ 製品概要
高速フーリエ変換（FFT）によるリアルタイム方式と、従来の掃引方式の２方式を搭載した世界初のハンディ型シグナルア
ナライザです。両方式のそれぞれの長所を利用することができます。主な機能と特長は次の通りです。

１） リアルタイム方式プラス掃引方式
リアルタイム方式は瞬時に発生するスペクトルを見逃しません。ノイズ測定や過渡的な現象を解析する場合に最適です。
一方、掃引方式は広いスパンを観測するのに適しています。各々の特長を活かして使い分けることにより、さまざまなアプリケーションに対応することができます。

２） 充実した解析機能
リアルタイム方式では、スペクトル解析をはじめとしてスペクトログラム解析やオーバーライト解析ができます。さらに、
タイムドメイン解析も行うことができます。

３） アナライザの能力を拡大するタイムドメイン解析
リアルタイム方式ではパワー対時間、周波数対時間、位相対時間、ＩＱ対時間、Ｑ 対 Ｉの時間軸による解析ができます。

４） ７２０フレーム/秒の高速オーバーライト解析
リアルタイム方式でのオーバーライト解析は、７２０フレーム/秒で高速処理しますので希に発生する不要スペクトルも見逃しません。

５） 強力なトリガ機能
リアルタイム方式ではチャネルパワートリガ、パワートリガ、ＩＦレベルトリガ、外部トリガと強力なトリガ機能を搭載。

６） 最大２０ＭＨｚスパンのリアルタイム処理
リアルタイム方式では最大２０ＭＨｚスパンで信号を観測することができますので、ほとんどの無線通信の変調信号をキャッチできます。

７） １６Ｋフレームの大容量メモリ内蔵と高速ＵＳＢ転送
リアルタイム方式では１６Ｋフレーム（６４Ｍバイト）の大容量ＩＱメモリを内蔵していますので、長時間のデータを捉えられます。また、ＩＱデータは１９ｍｓ/フレームの速度でＰＣへ転送することができます。

８） 平均ノイズレベル －１６２ｄＢｍ/Ｈｚ－１６２ｄＢｍ/Ｈｚ〔ＭＳＡ５３８/５３８ＴＧ/５３８Ｅ〕及び －１５７ｄＢｍ/Ｈｚ〔ＭＳＡ５５８/５５８Ｅ〕の平均ノイズレベルを達成
しています。
スパン２０ｋＨｚのリアルタイムモードでは、各々－１４０ｄＢｍ及び－１３５ｄＢｍの平均ノイズレベルとなります。

９） 小型 ・ 軽量 １．８ｋｇ
サイズは１６２（Ｗ）×７１（H）×２６５（D）ｍｍと小型で、重さはバッテリを含めてもたった１．８ｋｇです。出張先や屋外での測定に大変便利です。

１０） ４時間のバッテリ動作
オプションのリチウムイオン電池ＭＢ４００をフル充電すると、約４時間（バックライトオフ）使用することができます。
－1－１１） ＵＳＢメモリにデータ保存
外部メモリとしてＵＳＢメモリを使用することができます。画面はＢＭＰ形式で、スペクトル波形、ＩＱデータ及び設定パラメ
ータはＣＳＶ形式で記憶されます。また、オプションのＵＳＢプリンタに画面をそのままハードコピーすることができます。

１２） 大型ベンチタイプに引けを取らない機能・・・

メジャリング機能 ： チャネルパワー、隣接チャネル漏洩電力、占有周波数帯幅、電界強度、磁界強度、ノイズ測定
演算機能 ： Ｍａｘホールド、Ｍｉｎホールド、平均化処理、オーバーライト
マーカ測定及びピークサーチ機能

１．２ 標準付属品① ＡＣアダプタ ＭＡ４００② ソフトケース③ アクセサリー収納袋④ 取扱説明書※ ソフトケース
持ち運びや屋外での使用の際は、ソフトケースに入れると便利です。
※ アクセサリー収納袋
ＡＣアダプタやプリンタはアクセサリー収納袋に入れて持ち運びできます。
※ ソフトケースに入れて使用した場合、周囲の温度より内部の温度が高くなりますので、高温の場所での使用はなるべく控えて下さい。

１．３ ５モデルをラインアップ
モデル
ＭＳＡ５３８ＭＳＡ５５８
ＭＳＡ５３８ＴＧ
ＭＳＡ５３８Ｅ
ＭＳＡ５５８Ｅ

内 容
２０ｋＨｚ～３．３ＧＨｚ
もっともポピュラーなタイプ
２０ｋＨｚ～８．５ＧＨｚ
無線系情報通信のほとんどをカバー
２０ｋＨｚ～３．３ＧＨｚ
５ＭＨｚ～３．３ＧＨｚ出力トラッキングジェネレータ搭載
２０ｋＨｚ～３．３ＧＨｚ
ＥＭＩ測定機能搭載
２０ｋＨｚ～８．５ＧＨｚ
ＥＭＩ測定機能搭載－2－

２．仕 様２．１ 性能■ 周波数系
ＭＳＡ５３８/５３８Ｅ/５３８ＴＧ
測定周波数
セ
ン
タ
ー
周
波
数

設定分解能

20kHz～3.3GHz

ＭＳＡ５５８/５５８Ｅ
20kHz～8.5GHz

100Hz
設定はロータリーエンコーダ、数字入力及びファンクションキーによる確度

掃引モード：±(30+20Ｔ) kHz±1 ドット以内＠スパン≦10MHz※1、±(60＋300Ｔ) kHz±1 ドット以内＠スパン≧20MHz※1

T：掃引時間（s）

リアルタイムモード：±0.5 ppm±1 ドット以内
設定範囲

掃引モード：0Hz（ゼロスパン）、

掃引モード：0Hz（ゼロスパン）、

100kHz～2GHz（1-2-5 ステップ）、
周
波
数
ス
パ
ン

100kHz～5GHz（1-2-5 ステップ）、

及び 3.3GHz（フルスパン）

確度及び 8.5GHz（フルスパン）

リアルタイムモード：

リアルタイムモード：

20ｋHz～20MHz（1-2-5 ステップ）

20ｋHz～20MHz（1-2-5 ステップ）

掃引モード：±3％±1 ドット以内＠AUTO より 1 段遅い掃引時間※1、リアルタイムモード：±0.1％±1 ドット以内

表示ドット

501 ドット

分解能帯域幅

掃引モードのみ有効、3dB 帯域幅

設定範囲300Hz～3MHz（1-3 ステップ）及び AUTO
＜MSA538/538TG/558＞
300Hz～3MHz（1-3 ステップ）及び AUTO、更に 9kHz（6dB）、120kHz（6dB）、1MHz（6dB）＜MSA538E/558E＞

確度±10％ (＠3MHz 以外)、±20％ (＠3MHz)

選択度

1：4.5（代表値）＠3dB：60dB

ビデオ帯域幅

掃引モードのみ有効、3dB 帯域幅

設定範囲100Hz～3MHz（1-3 ステップ）及び AUTO

SSB 位相ノイズ－95dBc/Hz（代表値）＠100kHz オフセット

スプリアス－60dBc 以下＠掃引モード、REF レベルから 5dB 以上低い信号に対して、
MSA558/558E ではスプリアスフリーモード－60dBc 以下＠リアルタイムモード、REF レベルから 5dB 以上低い信号に対して、
MSA558/558E では中心周波数±200MHz の範囲外に(REF－35dB)以上の信号無きこと

残留応答－80dBm（代表値）＠REF レベル≦-15dBm

高調波－40dBc（代表値）＠10MHz 以上

基準周波数
温度特性

±0.2 ppm 以内＠0～50℃

経年変化±0.5 ppm 以内＠1 年※1：23±5℃、28℃/70％RH 以下－3－

■ 振幅系
ＭＳＡ５３８/５３８Ｅ/５３８ＴＧ

ＭＳＡ５５８/５５８Ｅ

基準レベル
設定範囲

＋10～－60dBm、1dB ステップ

確度

±0.8dB±1 ドット以内＠CF 100MHz、REF －15dBm※1

単位

dBm、dBV、dBmV、dBμV、dBμV/m、dBμA/m

平均雑音レベル

周波数特性－162dBm/Hz（代表値）＠1GHz－157dBm/Hz（代表値）＠1GHz＜参考＞リアルタイムモード、1GHz、スパン＜参考＞リアルタイムモード、1GHz、スパン

20kHz では－140dBm（代表値）

20kHz では－135dBm（代表値）±2.6dB±1 ドット以内＠10MHz 未満±1.0dB±1 ドット以内＠10MHz 以上

入力インピーダンス

50Ω

入力 VSＷＲ

2.0（代表値）

入力アッテネータ
減衰範囲0～25dB（1dB ステップ）、基準レベルに連動

切換誤差±0.6dB 以内＠100MHz

表示ドット数

381 点/10div

種類

スペクトル及びオーバーライト ： 2、5、10 dB/div
パワー対時間 ： 1、2、5、10 dB/div
周波数対時間 ： スパンの 1、2、5、10 ％/div （実際はスパンに連動して Hz/div 表示）

表
示
ス
ケ
ー
ル

位相対時間 ： 5、10、20、40°/div
IQ 対時間 ： 0.02、0.05、0.1、0.2V/div
表示確度±（0.1dB＋1 ドット）/2dB 以内、±（0.2dB＋1 ドット）/5dB 以内、±（0.4dB＋1 ドット）/10dB 以内、±（0.9dB＋1 ドット）/83dB 以内

オフセット

スペクトル ： ±200dB、分解能 0.1dB
パワー対時間 ： ±100dB、分解能 1dB
周波数対時間 ： ±（SPAN/2）、分解能 （SPAN/100）
位相対時間 ： ±200°、分解能 1°
IQ 対時間 ： ±1V、分解能 10mV

最大 RF 入力レベル＋27dBm（CW 平均電力）、25VDC

RF 入力コネクタ

N（J）コネクタ※1：23±5℃、28℃/70％RH 以下－4－

■ 掃引系
ＭＳＡ５３８/５３８Ｅ/５３８ＴＧ
掃引時間
設定範囲

確度

トリガ

ＭＳＡ５５８/５５８Ｅ

掃引モードのみ有効
10ms～30s（1-3 ステップ、スパン 0～2GHz）

10ms～30s（1-3 ステップ、スパン 0～2GHz）

及び AUTO、及び AUTO、

30ms～30s（1-3 ステップ、フルスパン）及び

30ms～30s（1-3 ステップ、スパン 5GHz、フAUTOルスパン）及び AUTO

±0.1％±1 ドット以内＠フルスパン除く、±±0.1％±1 ドット以内＠フルスパン除く、±

1.5％±1 ドット以内＠フルスパン

2.5％±1 ドット以内＠フルスパン

リアルタイムモードと掃引モードのゼロスパンのみ有効

トリガモードフリーラン、トリガ

スキャンモード

シングル、コンティニュー＠リアルタイムモードのみ有効

トリガソース

掃引モード ： 内部及び外部
リアルタイムモード ： チャネルパワー、パワー、IF レベル及び外部

レベル設定範囲

内部＠掃引モード ： 固定
チャネルパワー ： 0dB（基準レベル）～－40dB、1dB ステップ
パワー ： 0dB（基準レベル）～－40dB、1dB ステップ
IF レベル ： 1～100％（A/D 変換器フルスケール）、1％ステップ

スロープ

立上り、立下り＠リアルタイムモードのみ有効

プリトリガ

リアルタイムモードのみ有効

設定範囲

0～100％、25％ステップ

外部トリガ
入力電圧範囲

1～10Vp-p

周波数範囲

DC～5MHz

入力 RC

約 10kΩ//15pF 以下

入力結合

DC 結合

トリガレベル

約 0.56V（固定）最大入力電圧±50V (DC+ACpeak)

入力コネクタSMA(J)コネクタ

時間分解能

5 サンプル＠チャネルパワー
1 サンプル＠パワー
14.7ns＠IF レベル

検波モード

ポジティブピーク、ネガティブピーク、サンプル＠掃引モードのみ有効（MSA538E/558E は上記の他、準ピークと平均が追加）－5－

■ リアルタイムモード
ＭＳＡ５３８/５３８Ｅ/５３８ＴＧ/５５８/５５８Ｅ共通
IQ メモリ容量

64M バイト

最大フレーム数

16,383 フレーム

フレーム時間30.1μs（スパン 20MHｚ）～30.1ms（スパン 20ｋHｚ）

スペクトル解析
窓関数
等価雑音帯域幅

1 フレーム分のデータがスペクトル演算され、表示される。
4 項ブラックマン・ハリス
スパン/301

スペクトログラム解析

時間（フレーム）が X 軸、周波数が Y 軸、パワーが Z 軸（色にて表示）の 3 次元表示

オーバーライト解析

1 フレーム毎のスペクトル波形を重ね書きして表示

解
析
機
能

重ね書き頻度

色にて表示

蓄積速度

720 フレーム/ｓ

蓄積フレーム数

200、500、1000、2000、5000、∞フレーム

タイムドメイン解析

IQ データを基に下記 5 種類の解析を表示

パワー対時間時間を X 軸、パワーを Y 軸に表示

周波数対時間時間を X 軸、周波数を Y 軸に表示

位相対時間

時間を X 軸、位相を Y 軸に表示

IQ 対時間時間を X 軸、IQ データを Y 軸に 2 トレース表示

Q 対I

I データを X 軸、Q データを Y 軸に極座標表示■ 共通機能ＭＳＡ５３８/５３８Ｅ/５３８ＴＧ/５５８/５５８Ｅ共通
メジャリング機能

チャネルパワー測定（電力の総和と平均電力）、隣接チャネル漏洩電力測定、占有周波数
帯幅測定、電界強度測定（その他電力密度測定と磁界強度測定。オプションのポータブル
アンテナ必要）、磁界強度測定（オプションの磁界プローブ必要）、ノイズ測定

演算機能

Norm、MaxHold、MinHold、Averaging、OverWrite
掃引モード：掃引回数 2～1024 回（2 の累乗）及び無限回を設定
リアルタイムモード：スキャン回数 2～1024 回（2 の累乗）及び無限回を設定※スペクトル波形のみ有効。

マーカ測定

SINGLE：1 つのマーカ点の周波数（最大 8 桁）とレベル（最大 4 桁）を表示。
DUAL：2 つのマーカ点の各々の周波数とレベルを表示。
DELTA：2 つのマーカ点間の周波数差とレベル差を表示。
※オーバーライト解析では使用できない。

ピークサーチ機能

全 10div（WHOLE）又は指定されたゾーン内（ZONE）のピーク点、あるいは WHOLE モードでは NEXT ピーク点をサーチし、周波数とレベルを表示。dB 系からリニア系への単位変換機
能付き。※オーバーライト解析では使用できない。

AＵＴＯチューニング

ファンクションキーの AUTO TUNE を押すとフルスパン内の最大レベルのスペクトルに中心周波数を合わせ、かつ最適な基準レベルに設定する。さらに、分解能帯域幅、ビデオ帯域
幅及び掃引時間を最適値に設定する。※掃引モードのみ有効。

セーブ／ロード
セーブ動作

200 スペクトル波形と 200 設定パラメータをセーブ。
※リアルタイムモードにおけるスペクトログラム波形、オーバーライト波形、タイムドメイン
波形 5 種及び IQ データはセーブできない。

ロード動作

１スペクトル波形と１設定パラメータをロード。

－6－

■ 一般性能
ＭＳＡ５３８/５３８Ｅ/５３８ＴＧ/５５８/５５８Ｅ共通
入力コネクタ

N（J）コネクタ

通信

インタフェース

ＵＳＢ２．０対応

コネクタ

Ｂ端子(デバイス)

転送速度

フルスピード（12Ｍｂｐｓ）

転送データ数

501 点（スペクトル）/最大 64M バイト（IQ データ）＠リアルタイムモード
1001 点＠掃引モード

ハードコピー

Ａ端子(ホスト)を使用して USB プリンタ(オプション)に直接ハードコピー

USB メモリ

Ａ端子(ホスト)を使用。スペクトル波形、IQ データ、設定パラメータ及び〔（スペクトル波形又は IQ データ）＋（設定パラメータ）〕を記憶できる。
※ロード後に再解析できるのは〔IQ データ＋設定パラメータ〕のみ

表示
電源

表示器

5.7 インチ、カラーＬＣＤ

バックライトＬＥＤバックライト

ドット数

640(Ｈ)×480(Ｖ)ドット種類

外部 DC 電源(専用 AC アダプタ MA400)、リチウムイオン電池(オプション MB400)

専用 AC アダプタ

入力：100～240VAC
出力：9VDC/2.6A

ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池

7.4Ｖ／5000ｍＡｈ

充電機能

電源オフ時のみ充電ができる。2 色(赤・緑)LED により 4 つの充電状態を表示

電池残量表示5 段階表示■ その他
ＭＳＡ５３８/５３８Ｅ/５３８ＴＧ/５５８/５５８Ｅ共通
動作温度

0～50℃（性能保証は 23±10℃、ただし※1 は 23±5℃、ソフトケースなし）

動作湿度

40℃/80％RH 以下（性能保証は 33℃/70％RH 以下、ただし※1 は 28℃/70％RH 以下、ソフトケースなし）

保存温・湿度－20～60℃、60℃/70％RH 以下

大きさ

162（W）×71（H）×265（D）mm（突起物、保護ラバー、スタンドは含まず）

重さ

約 1.8kg（バッテリ含む）※1：23±5℃、28℃/70％RH 以下
ＭＳＡ５３８ＴＧ（トラッキングジェネレータ）の仕様については『２２.TG モード』参照－7－

２．２ 外観図※ 仕様、形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。

－8－[単位：mm]３．パネル面説明

21

1

4
3
8
6
7
11
12
16
17

2

22

5

23

9
10
14

24

15

20

18 13

19

１） 液晶画面
６４０（Ｈ）×４８０（Ｖ）ドットの大型液晶表示器です。
スペクトル（１０ｄｉｖ×１０ｄｉｖ）、各種設定値、測定値等を同時に表示します。

２） ファンクションキー（Ｆ１～Ｆ６）
機能は操作に応じ変わります。画面表示に対応した機能を持ちます。
－9－

25
26

３） センター周波数キーセンター周波数を設定します。０～３．３ＧＨｚ(ＭＳＡ５３８、ＭＳＡ５３８ＴＧ、ＭＳＡ５３８Ｅ)、０～８．５ＧＨｚ(ＭＳＡ５５８、ＭＳＡ５５８E )の間で設定できます。 設定分解能は１００Ｈｚです。

４） 周波数スパンキー
周波数スパンを設定します。掃引モードでは、１００ｋＨｚ～２ＧＨｚ及びゼロスパンとフルスパン３．３GHz(ＭＳＡ５３８、ＭＳＡ５３８ＴＧ、ＭＳＡ５３８Ｅ)、１００kHz～５ＧＨｚ及びゼロスパンとフルスパン８．５ＧＨｚ(ＭＳＡ５５８、ＭＳＡ５５８Ｅ)に設定できます。リアルタイムモードでは、２０ｋＨｚ～２０ＭＨｚに設定できます。

５） 基準レベルキー
基準レベル等を設定します。基準レベルは＋１０～－６０ｄＢｍの間を１ｄＢステップで設定できます。

６） 帯域幅キー
分解能帯域幅またはビデオ帯域幅を設定します。分解能帯域幅は３００Ｈｚ～３ＭＨｚ及びＡＵＴＯに、
ビデオ帯域幅は１００Ｈｚ～３ＭＨｚ及びＡＵＴＯに設定できます。

７） トリガキー
リアルタイムモードの各種トリガ機能を設定できます。

８） オペレーションキー
掃引モードとリアルタイムモードを切り換えます。

９） メジャリング機能キー
チャネルパワー測定、隣接チャネル漏洩電力測定、占有周波数帯域幅測定、電界強度測定、磁界強度測定、ノイズ測定を選択します。

１０） 演算機能キー
Ｎｏｒｍ、ＭａｘＨｏｌｄ、ＭｉｎＨｏｌｄ、Ａｖｅｒａｇｉｎｇ、ＯｖｅｒＷｒｉｔｅを選択します。

１１） 表示スケールキー
測定を行う条件により振幅軸の表示スケールを選択します。

１２） 掃引軸キー
掃引時間１０ｍｓ～３０ｓの設定と検波モードの設定をします。

１３） ホールド／ランキー
測定を停止、または再開します。

－10－１４） マーカ及びピークサーチキー
マーカの設定、操作をします。

１５） セーブ／ロードキー
スペクトルデータと設定パラメータのセーブとロードを行います。

１６） コピーキー
画面をプリンタ（オプション）に印刷します。ＵＳＢメモリ(別売り)に画面を記録することができます。

１７） ＵＴＩＬキー
ラベルの設定および時計機能の設定、ブザーＯＮ／ＯＦＦをなど、補助的機能の設定をします。

１８） 画面コントロールキー
画面色設定、バックライトＯＮ／ＯＦＦ、バックライト明るさを設定します。

1９） ロータリーエンコーダ
各種設定に使用します。操作時はゆっくりとまわしてください。

２0） 電源スイッチ
電源をＯＮ／ＯＦＦします。

２１） 入力コネクタ
N（J）コネクタです。

２２） 充電状態表示
内蔵電池の充電状態を 2 色 LED で表示します。

２３） ＤＣ電源入力コネクタ
専用ＡＣアダプタＭＡ４００を接続します。

２４） USB A 端子
ＵＳＢプリンタ(オプション)と、データ保存用のＵＳＢメモリ(別売り)を接続します。

２５） USB Ｂ 端子
USB ケーブル ＭＩ４００（オプション）を使用しパソコンと接続します。

２６） 外部トリガ入力端子
SMA(J)コネクタです。
－11－

４．画面の説明
４. １ 掃引モード
周波数軸設定値表示
アクティブエリア表示
センター周波数、周波数スパン、分解能帯域幅、ビデオ帯域幅

電池残量表示振幅軸設定値表示

スペクトル画面10ｄｉｖ×10ｄｉｖ

UNCAL 表示 ※１

基準レベル、入力ＡＴＴ、
表示スケール

UNCAL

掃引軸設定値表示
掃引時間、
検波モード

演算機能表示メジャリング機能表示

動作表示

ロード波形設定パラメータ表示

ファンクションメニュー※メジャリング機能使用時は設定値表示としても使われます。

上段：ラベル表示
下段：時計表示※１ 掃引時間（ＳＷＥＥＰ）が速く、正常な測定が出来ないときに表示されます。
測定波形が正常でなくなるので掃引時間を遅くしてください。

－12－

測定値表示

４. ２ リアルタイムモード（１波形表示）
アクティブエリア表示
周波数軸設定値表示
センター周波数、周波数スパン
電池残量表示スペクトル画面10ｄｉｖ×10ｄｉｖ

振幅軸設定値表示
基準レベル、入力ＡＴＴ、
表示スケール

ＵＳＢ：ＬＯＡＤ
BASE352acp8_SP090.csv

トリガモード表示

演算機能表示メジャリング機能表示

CF:10 00.00M
SP: 2 0M 5dBm

BASE3 52acp8

動作表示

ロード波形設定パラメータ表示

ファンクションメニュー※メジャリング機能使用時は設定値表示としても使われます。

上段：ラベル表示
下段：時計表示

－13－

測定値表示

４. ３ リアルタイムモード （２波形表示）

スペクトル画面10ｄｉｖ×10ｄｉｖ

メイン画面

サブ画面

－14－

５. ファンクションメニュー
各キーを押したときの、ファンクションメニューが変化する流れを次に示します。
下図のように画面下部のファンクションメニューと、その下のファンクションキーが対応しています。
「ファンクションメニューの表示」

OPERATIN
MODE

ＥＦＳ

ＭＦＳ

ＣＨ ＰＯＷＥＲ

ＡＣＰ

ＯＢＷ

ＡＮＴ

ＰＲＯＢＥ

ＮＯＩＳＥ

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

ACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

1

1

1

10

※ 詳しくは『７．測定モード』を参照して下さい。
※リアルタイムモード
ANALYSIS
MAIN

SUB

ANALYSISSTR FRAME

MAIN

SUB

SPECTRUM

SPECTROGM

2000

OVERWRITE※オーバーライト測定のときの表示

T DOMAIN
SELECT

POWER - T

FREQ - T

PHASE - T

IQ - T

RETURN

Q-I
RETURNPOWER - T

SPECTROGM

OFF
RETURN

－15－

ＦＲＥＱ

※ 詳しくは『８．センター周波数』を参照して下さい。

ＣＥＮＴＥＲ ＦＲＥＱ

KeyStep

EncStepSET

Ｔｅｎ Ｋｅｙ

１００ＭＨｚ

１００ＭＨｚCENTER

ＭODE：センター周波数設定

MKR

AUTO

CENTER

TUNE

ＢＡＣＫ
".”

ＣＬＥＡＲ

ＳＰＡＣＥ

ＲＥＴＵＲＮ
ＲＥＴＵＲＮ

ＢＡＣＫ

GHz

ＳＰＡＮ

".”

MHz

※ 詳しくは『９．周波数スパン』を参照して下さい。

ＮＯＲＭＡＬ

ＦＵＬＬ

ＺＥＲＯ

ＳＰＡＮ

ＳＰＡＮ

ＳＰＡＮ

：周波数スパン設定

－16－

ＣＬＥＡＲ

ＳＰＡＣＥ

ＲＥＴＵＲＮ

REFER※ 詳しくは『１０．基準レベル』を参照して下さい。

※掃引モード / スペクトラム測定 / オーバーライト測定
UNIT

REF STEPOFS dBOFFSETOFS STEP

IMP

dBm

1dB

1.0dB

OFF

1dB

50Ω

REF

OFS dBOFFSETOFS STEP

dBm

0dB

OFF

1dB

REF

OFS HzOFFSETOFS STEP

dBm

0KHz

OFF

100KHzREF

OFS deg

OFFSETOFS STEP

dBm

0°

OFF

10°

REF

OFS V

OFFSETOFS STEP

dBm

0mV

OFF

10mV

：基準レベル設定※パワー 対 時間 測定※周波数 対 時間 測定※位相 対 時間 測定※IQ 対 時間 測定－17－

ＳＣＡＬＥ※ 詳しくは『１１．表示スケール』を参照して下さい。
※掃引モード / スペクトラム測定 / オーバーライト測定
SCALE
10ｄB/

5ｄB/

2ｄB/

：表示スケール設定※パワー 対 時間 測定
SCALE
10dB/

5dB/

2dB/

1dB/

400kHz/200kHz/10°/

5°/0.05V/

0.02V/※周波数 対 時間 測定
SCALE
2MHz/

1MHz/

※位相 対 時間 測定
SCALE
40°/

20°/

※IQ 対 時間 測定
SCALE
0.2V/

ＢＷ

0.1V/

※ 詳しくは『１２.分解能帯域幅』を参照して下さい。

VBW

RBW
MANUALAUTO

MANUAL

：ＢＷ設定

－18－

AUTO

ALL AUTOＳＷＥＥＰ※ 詳しくは『１３．掃引軸・検波モード』を参照して下さい。
※ Ｔ.Ｇ.ＭＯＤＥはＭＳＡ５３８ＴＧのみ

ＳＷＥＥＰ ＴＩＭＥＭＡＮＵＡＬＡＵＴＯ

ＡＬＬ ＡＵＴＯ

ＤＥＴ

Ｔ．Ｇ．

ＳＭＰＬ

ＭＯＤＥ

：掃引時間設定

TRIG

Ｔ．Ｇ．

ＮＯＲＭ

ＯＮ

ＯＮ

※ 詳しくは『１４．トリガ設定モード』を参照して下さい。

※掃引モードTRIG SRC
INT

EXT※リアルタイムモード
TRIG SRCPRE TRIG

SLOPE

SCAN

SELECT

100%

ＲＩＳＥ

SINGLEFREE RUNPOWER

CH POWER

IF LEVEL-35dB

SELECT

80％

CHANNEL

LEVEL

CH1

-40ｄB

EXT
RETURN

RETURN

－19－

ＣＡＬＣ

※ 詳しくは『１６．演算機能』を参照してください。
※ ＳＰＲ. ＦＲ はＭＳＡ５５８/５５８Ｅのみ

ＮＯＲＭＡＬＭＡＸ ＨＬＤＭＩＮ ＨＬＤ

ＡＶＧ

ＯＶＲＷＲ

ＳＰＲ. ＦＲ

２５６

２５６

２５６

２５６

OFF

足りなくなったらＮＥＸＴ

：回数設定

ＭＫＲ

※ 詳しくは『１７．マーカ・ピークサーチ』を参照して下さい。

PEAK SEARCH

MARKERWHOLE

SINGLE：マーカ位置移動 （NORMAL モード）

※IQ 対 時間 測定
MARKER SELECT

MARKERIQ TRACE

I

Q：マーカ位置移動 （リアルタイムモード タイムドメイン I/Q 対 時間 測定時）

－20－

UNIT CONV
ZONE

dBm→W

ＳＡＶＥ／ＬＯＡＤ※ 詳しくは『１８．セーブ／ロード』を参照して下さい。

メインメニュー
ＭＯＤＥ ＳＥＬＥＣＴ
ＳＡＶＥ

ＬＯＡＤ

ＰＲＥ

ＤＥＶＩＣＥ
ＤＥＬＥＴＥ

ＭＥＭ

ＵＳＢ

ＳＥＴ

セーブメニューOBJECT

ＳＡＶＥ

SPECTRUMＥＸＥＣＵＴＥ

ＲＥＴＵＲＮ：読み出しファイル選択

ロードメニュー

Ｆｉｌｅ Ｓｅａｒｃｈ Ｓｔｅｐ
１

１０

１００

ＬＯＡＤ

ＤＩＳＰ

ＥＸＥＣＵＴＥ

CLEAR

ＤＥＬＥＴＥALL ＤＥＬＥＸＥＣＵＴＥ

DELETE

ＲＥＴＵＲＮ：読み出しファイル選択

デリートメニューＦｉｌｅ Ｓｅａｒｃｈ Ｓｔｅｐ
１

１０

１００

ＲＥＴＵＲＮ：消去ファイル選択
ＭＳＡ５３８Ｅ/５５８Ｅの場合
ＭＳＡ５３８Ｅ/５５８Ｅ プリセットメニュー

ＰＲＥＳＥＴＮＯＲＭＡＬ

ＥＭＩ－Ｃ

ＥＭＩ－Ｒ

－21－

MEAS

※ 詳しくは『１９．メジャリング機能』を参照して下さい。

ＣＨ ＰＯＷＥＲ

ＡＣＰ

ＯＢＷ

ＥＦＳ

MＦＳ

ＡＮＴ

ＰＲＯＢＥ

ＮOISE

：パラメータ設定

ＭＯＤＥ
ＢＡＮＤ

ＢＡＮＤ
ＣＥＮＴＥＲ

ＷＩＤＴＨ

POWER

ＭＥＡＳ

SUM

ＯＦＦ

：パラメータ設定

ＭＯＤＥ
BAND

ＡＣＰ
ＯＦＦＳＥＴ

ＲＥＦＥＲＥＮＣＥＷＩＤＴＨ

ＣＥＮＴＥＲ

ＷＩＤＴＨ

ＭＥＡＳ
ＯＦＦ

：パラメータ設定

ＭＯＤＥ

ＲＡＴＩＯ

ＥｎｃＳｔｅｐ

ＭＥＡＳ

Ｎ％

９９．５％

１．０％

ＯＦＦ

ＡＮＴ

UNIT

ＭＥＡＳ

Ｍ４０１

dBμV/m

ＯＦＦ

ＰＲＯＢＥ

ＭＥＡＳ

ＣＰ－２Ｓ

ＯＦＦ

UNIT

BW

ＭＥＡＳ

dBm/BW

1Hz

ＯＦＦ

－22－

ＤＳＰＬ

ＣＯＰＹ

ＵＴＩＬ

※ 詳しくは『２１．画面コントロール』を参照して下さい。

ＣＯＬＯＲ

ＢＡＣＫ ＬＴ

ＢＲＩＧＨＴ

ＣＯＬＯＲ１ＯＮ

８０※ 詳しくは『２３．画面データの保存と印刷』を参照して下さい。

ＡＲＥＡ

ＰＲＩＮＴ

Ｂｍｐ－＞ＵＳＢ

ＭＥＭ→ＵＳＢ

USB→MEMＷＨＯＬＥ

ＥＸＥＣＵＴＥ

COPY

ＥＸＥＣＵＴＥEXECUTE※ 詳しくは『２４．補助機能 』を参照して下さい。

ＬＡＢＥＬ

０１２

ＭＥＮＵ

ＢＵＺＺＲ

ＣＬＯＣＫ

SYSTEMＯＦＦ

ＡＬＷＡＹＳＣＯＮＦＩＧ

INFO

ａｂｃ

ＡＢＣ

＠％＊

ＢＡＣＫ ＳＰ

ＥＮＴＥＲ

←

→

ＥＮＴＥＲ

：文字選択

ＹＥＡＲ

ＭＯＮＴＨ

ＤＡＴＥ

ＨＯＵＲ

ＭＩＮ

０８

４

３０

２３

５０

：数値選択

－23－

６．取扱いの準備
６．１ スタンド
背面のスタンドを利用すると、机上での使用の際に画面をより見やすい角度で使用することができます。

６．２ 電源の接続
ＡＣアダプタＭＡ４００は、ＡＣ電源での使用及び内蔵バッテリＭＢ４００（オプション）の充電を兼ねています。
充電は、ＡＣアダプタが接続されていて、本体電源がオフの時自動的に開始されます。
下図のように接続し、ＡＣプラグはライン電源（ＡＣ１００～２４０Ｖ、５０／６０Ｈｚ）に接続します。静電気保護のため、三芯コンセントに接続して接地して下さい。接地しなかった場合、本器及び被測定物が損傷する恐れがあります。
尚、付属のＭＡ４００以外のＡＣアダプタは絶対に使用しないで下さい。
ＭＡ４００以外のＡＣアダプタを使用すると、故障の原因になります。
バッテリ充電時間 ： 約４時間
バッテリ動作時間 ： 最長約４時間（バックライトオフ）※ 設定はプリセット状態で、常温で何も操作しなかった場合
ＡＣ１００～２４０Ｖ、５０／６０Ｈｚへ接続
必ず接地してご使用ください。
＊電源の GND が接地されている事も併せて確認してください。

バッテリ動作時は、電池残量が画面に表示されます。（５段階）
残量表示がマークとなるとブザーが鳴り（ブザーが鳴らないよう設定されていても鳴ります）、数分のうちに電源が切れてしまいます。
電源がオフになっても問題ないようにデータの保護等必要な作業を速やかに行ってください。
－24－

６．３ バッテリの充電
本体の電源をオフにして AC アダプタを接続してください。自動的に充電は開始します。
この時、以下の様に側面の２色 LED が状態を表します。
充電状態
充電
充電完了
電池の未装着
異常

ＬＥＤの色
赤
緑
緑
赤点滅

上手な使い方
ＡＣアダプタで使用する時は、バッテリを取り外してください。
充電回数が増えバッテリの寿命を短くする恐れがあります。
※充電は、０℃～４０℃の動作温度で行ってください。

※ 電源オン時はＬＥＤ消灯
なお、異常時とは充電時間を過ぎても充電が完了しない(タイムアウト)場合と電池が過電圧となった場合です。
ご注意
バッテリを使用する場合は、誤った使い方をすると漏液、発熱、発火、破裂などの原因になります。
下記の事を必ずお守りください。
・ 取り外したバッテリの端子（金属部分）が短絡しないようにしてください。
持ち運ぶ時に金属のネックレス、クリップ、コイン、鍵などが端子に触れないように注意してください。
・ バッテリを投げつけたり、落としたり、叩くといった強い衝撃を加えないでください。
・ バッテリを分解、改造しないでください。
・ バッテリを火中に投入したり、過熱しないでください。
・ バッテリを直射日光の当たる場所や、炎天下の車内など高温の場所に放置しないでください。
・ バッテリを水や海水につけたり、端子部分を濡らさないでください。
・ バッテリを冷えたまま(0℃以下)や、寒い戸外で充電しないでください。
性能や寿命を低下させる原因になります。
・ バッテリは指定充電方法以外で充電しないでください。
・ バッテリを保管する場合は、できるだけ湿度の低い冷暗所で保管してください。
また、子供の手の届かない場所に保管してください。
なお、長時間御使用にならなかったバッテリは充分に充電されないことがあります・ バッテリには寿命が有ります。
駆動時間が極端に短くなった場合は、新しいバッテリ（MB400）と交換してください。

６．４ バッテリ取り付け
バッテリの取り付けをする場合は、まず電源を切りＡＣアダプタを取り外してから、下図１のように背面にあるバッテリカバーを外して下さい。
次に図２の様にバッテリを入れ、図３に示す矢印の方向にバッテリを動かし、確実に装着させてください。
必ず指定のバッテリ ＭＢ４００を使用して下さい。

図1

図2
－25－

図3

７．測定モード＜ＯＰＥＲＡＴＩＯＮ ＭＯＤＥ＞
を押すことで、掃引モードとリアルタイムモードを切り換えることができます。

OPERATION MODESWEEP MODE ： 掃引モードになります。画面メニューは変わりません。
REAL TIME MODE ： リアルタイムモードになります。下記のリアルタイム・スペアナメニューに切り替わります。
リアルタイム・スペアナメニューの各モード表示の時に OPERATION MODE キーを押すと、掃引モードに切り替わります。
セットアップパワーオフ機能により、電源をＯＦＦしても掃引モードとリアルタイムモードのそれぞれで最後に行った測定の設定を記憶しています。但し、電源をＯＮしたときは必ず、掃引モードで始まります。

リアルタイム・スペアナメニュー

ANALYSIS

ACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

MAIN

SUB

１

１

１

１０

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

１．

Ｆ１

を押すと、メイン測定モード選択メニューに切り換えます。（７．１メイン測定モード参照）

２．

Ｆ２を押すと、サブ測定モード選択メニューに切り換えます。（７．３サブ測定モード参照）

１フレームは時間軸上の１０２４サンプルから構成されます。
サンプル/フレーム時間と最大連続捕捉時間はスパンの設定に依存して下記のようになります。
スパン

サンプル時間フレーム時間

最大連続捕捉時間

２０ＭＨｚ

２９．４ｎｓ

３０．１μｓ

０．４９３５ｓ

１０ＭＨｚ

５８．８ｎｓ

６０．２μｓ

０．９８６９ｓ

５ＭＨｚ

１１８ｎｓ

１２１μｓ

１．９７３ｓ

２ＭＨｚ

２９４ｎｓ

３０１μｓ

４．９３５ｓ

１ＭＨｚ

５８８ｎｓ

６０２μｓ

９．８６９ｓ

５００ｋＨｚ１．１８μｓ１．２１ｍｓ

１９．７３ｓ

２００ｋＨｚ２．９４μｓ３．０１ｍｓ４９．３５ｓ

１００ｋＨｚ５．８８μｓ６．０２ｍｓ９８．６９ｓ５０ｋＨｚ

１１．８μｓ１２．１ｍｓ

１９７．３ｓ２０ｋＨｚ

２９．４μｓ３０．１ｍｓ４９３．５ｓ

－26－

３．

Ｆ３

で、取り込むフレーム数の設定が行えます。

４．

Ｆ１
Ｆ４

で、解析を開始するフレーム数の設定が行えます。

５．

Ｆ１
Ｆ５

で、解析を行うフレーム数の設定が行えます。

６．

Ｆ６
Ｆ１

を押す度に､

Ｆ１

切り換えます｡

１

１０

１００

１０００

に

で変化させるステップ量をリアルタイム・スペアナメニュー（オーバーライト測定）

ANALYSIS７．

STR FRAME

MAIN

SUB

200

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ３

で、

Ｆ１

２００

Ｆ４

５００

１０００

Ｆ５

２０００

Ｆ６

５０００

＊＊（無限）にオーバーライト蓄積フレーム数を切り換えます。

７．１ メイン測定モード
SPECTRUM

SPECTROGMOVERWRITET DOMAIN

SELECT

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

RETURN

Ｆ５

Ｆ６

１．

Ｆ１

を押すと､スペクトル測定の表示を行います。

２．

Ｆ１
Ｆ２

を押すと、スペクトログラム測定の表示を行います。

３．

Ｆ３
Ｆ１

を押すと、オーバーライト測定の表示を行います。このときサブ測定の設定は行えなくなります。

４．

Ｆ１
Ｆ４

を押すと、タイムドメイン測定の表示を行います。タイムドメイン測定選択メニューに移行

Ｆ１

します。（７．２タイムドメイン測定モード参照）－27－

７．２ タイムドメイン測定モード
POWER - T

FREQ - T

PHASE - T

IQ - T

Q-I
RETURN

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

１．

Ｆ１

を押すと､パワー 対 時間 測定の表示を行います。

２．

Ｆ１
Ｆ２

を押すと、周波数 対 時間 測定の表示を行います。

３．

Ｆ３
Ｆ１

を押すと、位相 対 時間 測定の表示を行います。

４．

Ｆ１
Ｆ４

を押すと、ＩＱ 対 時間 測定の表示を行います。

５．

Ｆ１
Ｆ５

を押すと、Ｑ 対 Ｉ 極座標による表示を行います。

Ｆ５

Ｆ６

Ｆ１

７．３ サブ測定モード
POWER - T

SPECTROGM

OFF

RETURN

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

１．

Ｆ１

を押すと､パワー 対 時間 測定の表示を行います。

２．

Ｆ１
Ｆ２

を押すと、スペクトログラム測定の表示を行います。

３．

Ｆ３
Ｆ１

を押すと、サブ画面の測定を行いません。

Ｆ５

Ｆ６

Ｆ１
注 ： サブ画面は、基準レベルのオフセットが無効です。また、表示スケールは１０ｄＢ/ｄｉｖで固定です。

－28－

８．センター周波数 ＜ＦＲＥＱ＞
を押し以下のファンクションメニューに切り換えます。

ＦＲＥＱ

ＣＥＮＴＥＲ ＦＲＥＱ

ＫｅｙＳｔｅｐ

ＥｎｃＳｔｅｐＳＥＴ

Ｔｅｎ Ｋｅｙ←→

100ＭＨｚ

100ＭＨｚＣＥＮＴＥＲ

Ｍｏｄｅ

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

※ センター周波数設定範囲は０～３．３ＧＨｚ(ＭＳＡ５３８（Ｅ/ＴＧ）) ０～８．５ＧＨｚ(ＭＳＡ５５８（Ｅ）)です。
※ 設定を変更してしばらく（１～１０秒）は、センター周波数がずれることがあります。

８．１ ステップキー（【Ｆ１】、【Ｆ２】）による設定
１．

Ｆ１を押す毎に、設定されたステップサイズでセンター周波数が下がります。

２．

Ｆ２を押す毎に、設定されたステップサイズでセンター周波数が上がります。

３．ステップサイズの設定
Ｆ３
AUTO

を押す毎に、下記の順に設定されます。
１００MHz

１０MHz

１MHz

１００kHz

１０kHz

１ｋHz

１００Hz

AUTO : ステップサイズは周波数スパンの１/１０になります。
通常は AUTO に設定することをお勧めします。

８．２ エンコーダによる設定
１．

を回すと設定されたステップサイズでセンター周波数が変化します。

２．ステップサイズの設定
Ｆ４
AUTO

を押す毎に、下記の順に設定されます。
１００MHz

１０MHz

１MHz

１００kHz

１０kHz

１ｋHz

AUTO : ステップサイズは周波数スパンの１/５００になります。
但し、周波数スパン５０ｋHz 以下の時は１００Hz ステップになります。
通常は AUTO に設定することをお勧めします。

－29－

１００Hz

８．３ テンキーによる設定
１．

を押し以下の Ｔｅｎ Ｋｅｙ Ｍｏｄｅメニューに切り換えます

Ｆ６

ＢＡＣＫ

２．

ＧＨｚ

ＭＨｚ

“.”

ＣＬＥＡＲ

ＳＰＡＣＥ

ＲＥＴＵＲＮ

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

が＜ＣＬＥＡＲ＞キー、Ｆ４がそれぞれ＜ＧＨｚ＞、＜ＭＨｚ＞、＜．＞の各キーになります。
Ｆ５

が＜ＢＡＣＫ ＳＰＡＣＥ＞キーになります。

エンコーダによるセンター周波数の変更は Ｔｅｎ Ｋｅｙ Ｍｏｄｅ でも行えます。
３．「テンキー対応図」に従って、センター周波数の直接入力が可能となります。
「テンキー対応図」
ＢＷ

ＴＲＩＧ

ＯPERATION
MODＥ

ＭＥＡＳ

ＣＡＬＣ

１

２

３

４

５

ＳＣＡＬＥ

ＳＷＥＥＰ

ＨＯＬＤ
ＲＵＮ

ＭＫＲ

ＳＡＶＥ
ＬＯＡＤ

６

７

８

９

０

COPY

UTIL

ＤＳＰＬ

．

ＭＨｚ

ＧＨｚ

４．単位キー【ＭＨｚ（UTLTY）】、【ＧＨｚ（ＤＳＰＬ）】を入力することで決定されます。
又は

Ｆ１

、

Ｆ２

を押しても決定されます。

※ 分解能（１００Ｈｚ）以下の桁数を設定した場合は切捨てとなります。
５．設定の変更
単位キーを押す前に設定入力を変更する事ができます。
Ｆ４： 設定値をすべて削除して最初から入力をやり直す事ができます。

Ｆ５： １つ前の入力（桁）を削除します。

－30－

６．テンキーモードの解除
FREQ

または

Ｆ６

を押すとセンター周波数メニューに戻ります。

８．４ マーカ位置に合わせる ＜ＭＫＲ ＣＥＮＴＥＲ>
１．

Ｆ５

⇒

を押すと、現在のマーカ位置の周波数をセンター周波数に設定します。

Ｆ１※ 分解能（１００Ｈｚ）以下の桁数は切り捨てて設定されます。
※ マーカが表示されてない時は動作しません。（ファンクションメニューも消えます。）

８．５ ＡＵＴＯチューニング＜ＡＵＴＯ ＴＵＮＥ＞
１．

Ｆ５

⇒

2
Ｆ２

を押すと、フルスパン帯域内の最大レベルの信号をサーチし、スペクトルは画面中央にチューニングされます。指定されたスパンで表示され、基準レベル、ＲＢＷ、ＶＢＷ及びＳＷＥＥＰは最適値に設定されます。
※ ＡＵＴＯチューニングを行う前にＳＰＡＮを設定して下さい。
※ ファンクションメニューは無く、押すだけで動作します。
※ 以下の条件の時、ＡＵＴＯチューニングは正常動作しません。
ゼロスパン時、フルスパン時、入力信号レベルが－４０ｄＢｍ以下の時、入力信号周波数が５０ＭＨｚ以下の時

９．周波数スパン ＜ＳＰＡＮ＞
ＳＰＡＮ

を押し以下のファンクションメニューに切り換えます。

NORMAL

FULL

ZERO

SPAN

SPAN

SPAN

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

を押してから

ＳＰＡＮ

１．

Ｆ４

で設定を行うことができます。

を回すと、決められたステップで周波数スパンが変化します。

－31－

Ｆ５

Ｆ６

リアルタイムモード
２０ｋ

５０ｋ

１００ｋ

２００ｋ

５００ｋ

１Ｍ

２Ｍ

５Ｍ

１０Ｍ

５００ｋ

１Ｍ

２Ｍ

５Ｍ

１０Ｍ

２０Ｍ ［Ｈｚ］
掃引モード
ＭＳＡ５３８（Ｅ/TG）
ＺＥＲＯ

１００ｋ

２０Ｍ

５０Ｍ

２００ｋ
１００Ｍ

２００M

５００Ｍ

１Ｇ

２Ｇ

ＦＵＬＬ（３．３Ｇ）［Ｈｚ］

ＭＳＡ５５８（Ｅ）

２．

ＺＥＲＯ

１００ｋ

２００ｋ

５００ｋ

１Ｍ

２Ｍ

５Ｍ

１０Ｍ

５０Ｍ

１００Ｍ

２００Ｍ

５００Ｍ

１Ｇ

２Ｇ

５Ｇ

ＦＵＬＬ（８．５Ｇ）［Ｈｚ］

Ｆ２

２０Ｍ

を押すと、ＦＵＬＬ ＳＰＡＮになります。

この状態でを回すと、元のスパンに復帰します。

３．

Ｆ３を押すと、ＺＥＲＯ ＳＰＡＮになります。

４．

Ｆ１を押すと、ＦＵＬＬ ＳＰＡＮ，またはＺＥＲＯ ＳＰＡＮであった場合、元の周波数スパンに復帰します。

■ 周波数バンド切り換え
ＭＳＡ５５８（Ｅ）は、次の３バンドで構成されています。
バンド名

測定周波数範囲

ベースバンド

２０ｋＨｚ～３．５０GHz

バンド１－

３．３０ＧＨｚ～６．１９ＧＨｚ

バンド１＋

５．９９ＧＨｚ～８．５０ＧＨｚ

バンドの切り換えは設定された中心周波数、スパンにより自動的に適切なバンドに設定されます。
（スパンが２００ＭＨｚ以下では２バンドで測定することはありません。）
バンドが重複している周波数では周波数の低いバンドが優先されます。
２つのバンドの周波数の接続点は次のように固定点となっています。
２つのバンド周波数接続点

ベースバンドとバンド１－

３．３０ＧＨｚ

バンド１－とバンド１＋

６．１９ＧＨｚ

注 ： 周波数の接続点ではスペクトルの振幅が正しく表示されない場合があります。正確に測定をするときは、
中心周波数またはスパンをバンドが切り換わらないように設定して下さい。

－32－

１０．基準レベル ＜ＲＥＦＥＲ＞
掃引モードとリアルタイムモードの Spectrum 測定と OverWrite 測定時にＲＥＦＥＲ

を押すと以下のファンクション

メニューに切り換わります。

ＵＮＩＴ

REF STEPOFS ｄBOFFSETOFS STEP

ＩＭＰ

ｄＢｍ

１dB

１．０dB

OFF

１dB

５０Ω

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

１０．１ 基準レベルの設定を回すと、基準レベルが変化します。 〔詳しくは『１０．７ 単位毎の基準レベル設定範囲』を参照〕

１０．２ 振幅軸の単位切換を押すたびに、下記の順にレベル単位が設定されます。

Ｆ１

ｄＢｍ

ｄＢμＶ

ｄＢｍＶ

ｄＢＶ

１０．３ 基準レベルのステップ量の設定を押すたびに、１０ｄＢ

Ｆ２

１ｄＢに

で変化させる基準レベルのステップ量を切り換えます。

１０．４ 基準レベル・オフセットのオン・オフの設定
Ｆ４を押すたびに、基準レベル・オフセットのオン・オフを切り換えます。

ＯＮ： 基準レベル・オフセットが有効になります。

ＯＦＦ： 基準レベル・オフセットが無効になります。

１０．５ 基準レベルのオフセットの設定
１．

で、基準レベルのオフセットが設定できます。

Ｆ３

外部でアンプやアッテネータを使用した場合、オフセットを付けて表示レベルを合わせる事ができます。
設定範囲は－５０．０～５０．０ｄＢです。
基準レベル表示に、設定したオフセット値が計算されて表示されます。
※ オフセットを設定している場合、振幅軸設定値表示エリアに“ＯＦＳ”と表示されます。
また、マーカの値にもオフセットが計算されて表示されます。
※ ｄＢμＶ、ｄＢｍＶ、ｄＢＶ、Ｗ等のオフセットは自動的に変換されます。

２．

Ｆ５を押すたびに、

１０ｄＢ

１ｄＢ

量を切り換えます。

－33－

０．１ｄＢ

に基準レベルのオフセットのステップ

１０．６ 入力インピーダンスの設定を押すたびに、５０ΩＦ６７５Ωに入力インピーダンスの設定を切り換えます。

基準レベルの換算は自動的に行われます。
同軸アダプタ（５０Ω/７５Ωインピーダンス変換器）ＭＡ３０８を付けた状態で“７５Ω”に設定すると、基準レベルにオフセットを付け、７５Ω系としての測定値に変換して表示します。
※ “７５Ω”に設定している場合、振幅軸設定値エリアに“７５Ω”と表示されます。
“７５Ω”に設定すると、オフセットが５．７ｄＢ（ＭＡ３０８の挿入損失）に設定されます。
さらに、オフセットを変更する事もできます。
また、マーカ点の単位を［Ｗ、Ｖ、Ｖ/ｍ］等にしている時も、ｄＢｍ表示から正しく変換します。
※ ”７５Ω”に設定する場合、必ず同軸アダプタ（５０Ω/７５Ωインピーダンス変換器）ＭＡ３０８を付けて下さい。

１０．７ 単位毎の基準レベル設定範囲
単位

ｄＢｍ

ｄＢμＶ

ｄＢｍＶ

ｄＢＶ

最大

１０

１１７

５７

－３

最小

－４０

６７

７

－５３

画面上設定できる最小

－６０

４７

－１３

－７３

【メジャリング機能で使用できる単位】
単位

ｄＢμＡ/ｍ、ｄＢμＶ

ｄＢμＶ/ｍ（電界強度測定）（磁界強度測定）

設定

Ｍ４０１

Ｍ４０２

Ｍ４０３

Ｍ４０４

Ｍ４０５

Ｍ４０６

Ｍ４０７

Ｍ３０８

Ｍ３０９

ＣＰ‐２Ｓ

ＭＭＰ５００

最大

１４３

１４６

１４９

１５１

１３８

１５９

１４１

１５７

１５９

１５７

１１９

最小

９３

９６

９９

１０１

８８

１０９

９１

１０７

１０９

１０７

６９

画面上

７３

７６

７９

８１

６８

８９

７１

８７

８９

８７

４９

設定できる
最小

※ 基準レベルが「最小」～「画面上設定できる最小」の間でのスペクトルは、「最小」でのスペクトルを、画面上でシフトして表示されています。
※ 基準レベルを「最小」以下に設定している場合、振幅軸設定値表示エリアのＡＴＴ表示が“＊Ｓ／Ｗ ＡＭＰ”と表示されます。
※ 磁界強度測定のＭＭＰ５００は、ＭＳＡ５３８Ｅ／５５８Ｅの場合のみ使用できます。
計算式（ｄＢｍとの換算式）● Ａ[ｄＢμＶ]＝１０７＋Ｘ［ｄＢｍ］● Ｂ[ｄＢｍＶ]＝４７＋Ｘ[ｄＢｍ]● Ｃ[ｄＢＶ]＝－１３＋Ｘ[ｄＢｍ]● Ｄ[ｄＢμＶ/ｍ]＝２０ｌｏｇ｛２π／λ＊√（２．４／Ｇａｒ）｝+１０７＋Ｘ[ｄＢｍ]λ：波長[ｍ]

Ｇａｒ：アンテナ絶対利得[倍]● Ｅ[ｄＢμＡ/ｍ、ｄＢμＶ]＝１０７＋Ｘ＋Ｆ[ｄＢｍ]－34－

Ｆ：プローブ校正係数[ｄＢ] ※周波数により変わります。

１０．８ 基準レベルとＡＴＴ･ＡＭＰの関係（ｄＢｍ表示の場合）
本機内部のプログラマブルアッテネータ（ＡＴＴ）と入力アンプ（ＡＭＰ）は、基準レベル（ＲＥＦＥＲ）の設定値によって自動で設定されます。（ＡＴＴは独立した設定は行えません。）
ＲＥＦＥＲ
（ｄＢｍ）

ＡＴＴ ＡＭＰ（ｄＢ） （ｄＢ）

ＲＥＦＥＲ ＡＴＴ ＡＭＰ（ｄＢｍ） （ｄＢ） （ｄＢ）

ＲＥＦＥＲ ＡＴＴ ＡＭＰ（ｄＢｍ） （ｄＢ） （ｄＢ）

ＲＥＦＥＲ
（ｄＢｍ）

ＡＴＴ ＡＭＰ（ｄＢ） （ｄＢ）

１０

２５

０

－３

１２

０

－１６

０

１

－２９

７

２１

９

２４

０

－４

１１

０

－１７

０

２

－３０

６

２１

８

２３

０

－５

１０

０

－１８

０

３

－３１

５

２１

７

２２

０

－６

９

０

－１９

０

４

－３２

４

２１

６

２１

０

－７

８

０

－２０

０

５

－３３

３

２１

５

２０

０

－８

７

０

－２１

１５

２１

－３４

２

２１

４

１９

０

－９

６

０

－２２

１４

２１

－３５

１

２１

３

１８

０

－１０

５

０

－２３

１３

２１

－３６

０

２１

２

１７

０

－１１

４

０

－２４

１２

２１

－３７

０

２２

１

１６

０

－１２

３

０

－２５

１１

２１

－３８

０

２３

０

１５

０

－１３

２

０

－２６

１０

２１

－３９

０

２４

－１

１４

０

－１４

１

０

－２７

９

２１

－４０

０

２５

－２

１３

０

－１５

０

０

－２８

８

２１

※ １ｓｔミキサーの入力に適切なレベル以上の信号が加えられると、高調波ひずみやスプリアスが発生します。
(測定周波数以外の周波数でも同様の事が起こる可能性があります。)
本機は基準レベルにより１ｓｔミキサーに適切な信号が入力されるように設計されています。

－35－

１０．９ タイムドメイン測定時 基準レベルファンクションメニュー
リアルタイムモードのタイムドメイン（パワー 対 時間、周波数 対 時間、位相 対 時間、ＩＱ 対 時間）測定時にＲＥＦＥＲを押すと以下のファンクションメニューに切り換わります。

パワー 対 時間 測定

REF

OFS ｄBOFFSETOFS STEPOFS STEP

ＩＭＰ

ｄＢｍ

０dB

OFF

１ｄB

１dB

５０Ω

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

REF

OFS HzOFFSETOFS STEPOFS STEP

ＩＭＰ

ｄＢｍ

０ｋHz

OFF

100ｋHz

１dB

５０Ω

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

REF

OFS deg

OFFSETOFS STEPOFS STEP

ＩＭＰ

ｄＢｍ

０°

OFF

１０°

１dB

５０Ω

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

REF

OFS V

OFFSETOFS STEPOFS STEP

ＩＭＰ

ｄＢｍ

０mV

OFF

１０mV

１dB

５０Ω

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

周波数 対 時間 測定

位相 対 時間 測定

ＩＱ 対 時間 測定－36－

１０．１０ タイムドメイン測定時 基準レベルの設定
で、基準レベルの設定ができます。

Ｆ１

１０．１１ タイムドメイン測定時 基準レベルのオフセットの設定
１．

Ｆ２

２．

Ｆ４

で、基準レベルのオフセットが設定できます。
を押すたびに、に基準レベルのオフセットのステップ量を切り換えます。

１０．１２ タイムドメイン測定時 基準レベル・オフセットのオン・オフの設定
Ｆ３を押すたびに、基準レベル・オフセットのオン・オフを切り換えます。

ＯＮ： 基準レベル・オフセットが有効になります。

ＯＦＦ： 基準レベル・オフセットが無効になります。

１１．表示スケール ＜ＳＣＡＬＥ＞
１１．１ キーによる設定
ＳＣＡＬＥ

を押すと以下のファンクションメニューに切り換わります。

ＳＣＡＬＥ
１０ｄＢ/

５ｄＢ/

２ｄＢ/

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

※

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

現在選択されているいずれかのキーが凹んで表示されます。

１．

Ｆ１を押すと、１０ｄＢ/ｄｉｖの表示スケールとなります。

２．

Ｆ２を押すと、５ｄＢ/ｄｉｖの表示スケールとなります。

３．

Ｆ３を押すと、２ｄＢ/ｄｉｖの表示スケールとなります。

１１．２ タイムドメイン測定時の表示スケールファンクションメニュー
リアルタイムモードのタイムドメイン（パワー 対 時間、周波数 対 時間、位相 対 時間、IQ 対 時間）
測定時に

ＳＣＡＬＥ

を押すと以下のファンクションメニューに切り換わります。

－37－

パワー 対 時間 測定
ＳＣＡＬＥ
１０ｄＢ/

５ｄＢ/

２ｄＢ/

１ｄＢ/

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

Ｆ５

Ｆ６

周波数 対 時間 測定
ＳＣＡＬＥ
２MHｚ/

１MHｚ/

４００ｋHz/２００ｋHz/

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

※周波数 対 時間 測定では、表示スケールとして周波数スパンのそれぞれ 10％、5％、2％、1％の値をファンクションキーに表示します。
位相 対 時間 測定
ＳＣＡＬＥ
４０°/

２０°/

１０°/

５°/

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

Ｆ５

Ｆ６

IQ 対 時間 測定
ＳＣＡＬＥ

Ｆ１

０．２V/

０．１V/

０．０５V/

０．０２V/

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

～

Ｆ３

または

Ｆ４

を押すと、画面に表示された値の表示スケールとなります。

－38－

１２．分解能帯域幅 ＜ＢＷ＞
を押し以下のファンクションメニューに切り換えます。

ＢＷ

ＲＢＷ

ＶＢＷ

ＭＡＮＵＡＬＡＵＴＯ

ＭＡＮＵＡＬＡＵＴＯ

ＡＬＬ ＡＵＴＯ

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

※ 現在選択されているいずれかのキーが凹んで表示されます。

１２．１ ＲＢＷマニュアルモード
１．

Ｆ１を押すとマニュアルモードになり、ＭＳＡ５３８/５３８TG/５５８ ： ３００Ｈｚ

３ＭＨｚ

３ｋＨｚ

１ＭＨｚ

３ＭＨｚ

１ｋＨｚ

３ｋＨｚ

ＭＳＡ５３８Ｅ/５５８Ｅ ： ３００Ｈｚ
１ＭＨｚ

１ｋＨｚ

で設定を行います。

９ｋＨｚ（６ｄＢ）

１０ｋＨｚ

１０ｋＨｚ

１２０ｋＨｚ（６ｄＢ）

３０ｋＨｚ

３０ｋＨｚ

１００ｋＨｚ

３００ｋＨｚ

１００ｋＨｚ

３００ｋＨｚ

１ＭＨｚ（６ｄＢ） （※６ｄＢ時は橙色で値を表示）

１２．２ ＲＢＷオートモード
１．

Ｆ２を押すと、ＳＰＡＮとＳＷＥＥＰの設定から、ＲＢＷが最適値に設定されます。

※ オートモードに設定されている場合、画面のＲＢＷ設定値表示部分の右端に「＊」が表示されて、オートモードに設定されていることが認識できます。

１２．３ ＶＢＷマニュアルモード
１．

Ｆ３

１００Ｈｚ

を押すとマニュアルモードになり
３００Ｈｚ

１００ｋＨｚ１ｋＨｚ

３００ｋＨｚ

で、設定を行います。

３ｋＨｚ
１ＭＨｚ

１０ｋＨｚ

３０ｋＨｚ

３ＭＨｚ

１２．４ ＶＢＷオートモード
１．

Ｆ４を押すと、ＶＢＷがＳＰＡＮとＳＷＥＥＰの設定から最適値に設定されます。

※ オートモードに設定されている場合、画面のＶＢＷ設定値表示部分の右端に「＊」が表示されて、オートモードに設定されていることが認識できます。

－39－

１２．５ オールオートモード
１．

Ｆ５を押すと、ＳＰＡＮの設定から、ＲＢＷとＶＢＷ及びＳＷＥＥＰが最適値に設定されます。

※ オールオートモードを設定するとＲＢＷ、ＶＢＷ、ＳＷＥＥＰの設定値表示部分の右端に「＊」が表示されて、
オールオートモードに設定されていることが認識できます。
※ ＲＢＷ１００ｋＨｚ以下ではＳＳＢ位相ノイズのため、選択度（６０ｄＢ幅）が実際の値より大きくなります。

１３．掃引軸・検波モード ＜ＳＷＥＥＰ＞
ＳＷＥＥＰ

を押し以下のファンクションメニューに切り換えます。

ＳＷＥＥＰ ＴＩＭＥ

ＤＥＴ

Ｔ．Ｇ．
ＭＯＤＥ

ＭＡＮＵ

ＡＵＴＯ

ＡＬＬ AUTO

ＳＭＰＬ

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

※

現在選択されているいずれかのキーが凹んで表示されます。

※

ＭＳＡ５３８ＴＧ専用、ＴＧモード（Ｆ６）については『２２．ＴＧモード』参照

Ｆ６

１３．１ マニュアルモード
１．

Ｆ１

を押すか、

１０ｍｓ

３０ｍｓ

を回す事でマニュアルモードになり、
０．１ｓ

０．３ｓ

１ｓ

で設定を行います。
３ｓ

１０ｓ

３０ｓ

※ フルスパン時は１０ｍｓに設定できません。（ＭＳＡ５３８／５３８Ｅ／５３８ＴＧ）※ スパン５ＧＨｚ時及びフルスパン時は１０ｍｓに設定できません。（ＭＳＡ５５８／５５８Ｅ）※ ＲＢＷ １ｋＨｚ以下の時、掃引時間は３０ｍｓ以下に設定できません。

１３．２ オートモード
Ｆ２を押すと、ＳＷＥＥＰがＳＰＡＮとＲＢＷの設定から最適値に設定されます。

※ オートモードに設定されている場合、画面のＳＷＥＥＰ設定値表示部分の右端に「＊」が表示されて、オートモードに設定されていることが認識できます。

１３．３ オールオートモード
Ｆ３を押すと、ＲＢＷとＶＢＷ及びＳＷＥＥＰが、ＳＰＡＮの設定から最適値に設定されます。

※
Ｆ１ オールオートモードを設定するとＲＢＷ、ＶＢＷ、ＳＷＥＥＰの設定値表示部分の右端に「＊」が表示されて、
オールオートモードに設定されていることが認識できます。

－40－

１３．４ 検波モード設定 （MSA５３８Ｅ／５５８Ｅについては『２０．EMI 測定』を参照）
を押すと、検波モードの切り換えができます。

Ｆ４
ＰOS

ＳＭＰＬ

NEG

● ＰOS（ポジティブピーク） ： サンプルポイント間の最大値をスペクトルとします。
● ＳＭＰＬ（サンプル）： サンプルポイント間の瞬時値をスペクトルとします。

● ＮEG（ネガティブピーク） ： サンプルポイント間の最小値をスペクトルとします。

１４．トリガ設定 ＜ＴＲＩＧ＞
ＴＲＩＧ

掃引モードの時にを押すと下記設定メニューに切り換えます。

TRIG SRCACQ FRAMESTT FRAMEANL FRAMEENC STEP

INT

EXT

０

０

５００

１０

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

１４．１ トリガソースの設定（掃引モード）
１．

Ｆ１を押すと、掃引は自動的に繰り返されます。通常はこの設定にします。

２．

Ｆ２

押すと、外部トリガ入力端子にレベル約０．５６Ｖ以上の立ち上がりがある信号が入力された時に掃引を開始します。 ＺＥＲＯ ＳＰＡＮ時のみ有効です。

１４．２ トリガソースの設定（リアルタイムモード）
リアルタイムモードの時にＴＲＩＧを押すと下記設定メニューに切り換えます。

TRIG SRCPRE TRIG

SLOPE

SCAN

OFS STEPＩＭＰ

SELECT

100％

RISE

SINGLE

１dB

５０Ω

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

１．

Ｆ１

を押すと、トリガソース選択メニューに切り換えます。（１４．３ トリガソース選択メニュー参照）

２．

Ｆ２を押すと、トリガ位置の設定が行えます。取り込むフレーム数が４以上で設定可能です。

－41－

１００％ ： 画面には、トリガ点とトリガ点の前の部分が表示されます。
０％ ： 画面には、トリガ点とトリガ点の後の部分が表示されます。
０～１００％の間は２５％ずつ可変できます。
スペクトログラム画面
トリガ点

トリガ点

トリガ点

トリガ点

トリガ点

以前

以降

トリガ点以降トリガ点以前

５０％

１００％

３．

Ｆ３

を押すと、トリガスロープ設定の切り換えができます。

ＲＩＳＥ

４．

Ｆ４

０％

ＦＡＬＬ

ＲＩＳＥ ： 立ち上がり

ＦＡＬＬ ： 立ち下がり

を押すと、トリガイベント発生時の動作の切り換えができます。

ＳＩＮＧＬＥＣＯＮＴＩＮＵＥＳＩＮＧＬＥ ： トリガイベントが発生したとき､１回だけ測定を行います｡次のトリガイベントでは測定は行いません｡
ＣＯＮＴＩＮＵＥ ： トリガイベントが発生する度に測定を行います｡

１４．３ トリガソース設定メニュー
FREE RUNPOWER

CH POWER

IF LEVEL-35dB

SELECT

80％

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ１
※

EXT
RETURN

Ｆ５

Ｆ６

現在選択されているいずれかのキーが凹んで表示されます。

１．

Ｆ１を押すと､トリガはＦＲＥＥ ＲＵＮが選択されます。無条件に測定を繰り返し実行します。

２．

Ｆ２を押すと、トリガは入力のパワーが選択されます。

で値を設定します。トリガ条件をスパン内の全電力のレファレンスレベルからの相対値として定義し、トリガスロープ設定が”ＲＩＳＥ”の時は信号電力がトリガレベル以上であれば波形を更新します。トリガスロープ設定が”ＦＡＬＬ“の時は信号電力がトリガレベル以下であれば波形を更新します。トリガ条件は－４０～０ｄＢ（１ｄＢステップ）の範囲で設定できます。
３．

Ｆ３を押すと、トリガはチャネルパワーが選択され、チャネルパワートリガ設定メニューに移行します。

（１４．４ チャネルパワートリガ設定メニュー参照）

－42－

４．

を押すと、トリガは内部のＩＦレベルが選択されます。

Ｆ４

で値を設定します。トリガ条件をＩＦ信号

レベルのフルスケールに対する比率として定義し、信号レベルがそれ以上であれば波形を更新します。トリガ
Ｆ１
条件は、１～１００％（１％ステップ）の範囲で設定できます。
５．

Ｆ５を押すと、トリガは外部トリガに設定されます。トリガスロープが”ＲＩＳＥ”の時は、外部入力レベ

ルが０．５６Ｖ以上であれば波形を更新します。トリガスロープが”ＦＡＬＬ”の時は、外部入力レベルが０．５６Ｖ
Ｆ１以下であれば波形を更新します。

１４．４ チャネルパワートリガ設定メニュー
CHANNEL

LEVEL

CH1

-40 dB

Ｆ１Ｆ２

RETURN

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

トリガ条件を、スパンを５分割したチャンネル内の全電力として定義し、その中の１チャンネルをトリガの対象として選択します。チャンネル１がスタート周波数側で、チャンネル３がセンター、５がストップ周波数側になります。
トリガスロープが”ＲＩＳＥ”の時は、選択されたチャンネル内の信号電力がトリガレベル以上であれば波形を更新します。トリガスロープが”ＦＡＬＬ“の時は、選択されたチャンネル内の信号電力がトリガレベル以下であれば波形を更新します。トリガ条件は－４０～０ｄＢ（１ｄＢステップ）の範囲で設定できます。
Ｆ１
Ｆ１を押すと､トリガ源として設定するチャネルの切り替えができます。
CH１

CH２

CH３

CH４

CH５

Ｆ１で値を設定します。

ＣＨ１

ＣＨ２

ＣＨ３

ＣＨ４

ＣＨ５

各トリガの比較表を記します。１サンプル時間は２６ページの表を参照してください。
トリガソース
パワー

時間分解能
１サンプル

スロープ
ＲＩＳＥ／ＦＡＬＬ

レベル範囲－４０～０ｄＢ（１ｄＢステップ）

チャンネルパワー
ＩＦレベル
外部

５サンプル
１４．７ｎｓ
アナログ帯域 ＤＣ～５ＭＨｚ

ＲＩＳＥ／ＦＡＬＬ
ＲＩＳＥのみＲＩＳＥ／ＦＡＬＬ－４０～０ｄＢ（１ｄＢステップ）
１～１００％（１％ステップ）
０．５６Ｖ固定－43－

１５．ホールド／ラン ＜ＨＯＬＤ／ＲＵＮ＞
HOLD／RUN

を押す毎に、掃引停止と連続掃引を切り換えます。

１６．演算機能 ＜ＣＡＬＣ＞
を押し以下のファンクションメニューに切り換えます。

ＣＡＬＣ

ＮＯＲＭALＭＡＸ ＨLＤＭＩＮ ＨLＤ

ＡＶＧ

ＯＶＲＷＲ

ＳＰＲＩ ＦＲ

＊＊

＊＊

２５６

＊＊

ＯＦＦ

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ１

※ 掃引が止まったあとは※

Ｆ１

キーを押すことで、再掃引します。

ＨＯＬＤ／ＲＵＮ
キーに
Ｆ５

～

Ｆ６

で演算モードを選び、で掃引回数を設定します。

１６．１ ＮＯＲＭＡＬモード
１．

Ｆ１

を押します。演算を行わないモードです。掃引回数は常に無限です。

通常はこのモードを選択してください。
※ 液晶画面ＣＡＬＣエリア内にＮＯＲＭＡＬと表示されます。〔『４．画面の説明』参照〕

１６．２ ＭＡＸ ＨＯＬＤモード
１．

で、設定を行います。

F２

２． 設定回数だけ掃引を行い、スペクトルデータの各点毎の最大値をスペクトルとして表示します。
２

４
２５６

８

１６

５１２

１０２４

３２

６４

１２８

＊＊（無限）※ 液晶画面ＣＡＬＣエリア内にＭＡＸ ・・・（回数）と表示されます。〔『４．画面の説明』参照〕

１６．３ ＭＩＮ ＨＯＬＤモード
１．

で、設定を行います。

F３

２． 設定回数だけ掃引を行い、スペクトルデータの各点毎の最小値をスペクトルとして表示します。
２

４

８

２５６

５１２

１６
１０２４

３２

６４

１２８

＊＊（無限）※ 液晶画面ＣＡＬＣエリア内にＭＩＮ ・・・（回数）と表示されます。〔『４．画面の説明』参照〕－44－

１６．４ ＡＶＥＲＡＧＥモード
１．

で、設定を行います。

Ｆ４

２． 設定回数だけ掃引を行い、スペクトルデータの各点毎の平均値をスペクトルとして表示します。
２

４

８

２５６

５１２

１６

３２

６４

１２８

１０２４

※ 液晶画面ＣＡＬＣエリア内にＡＶＧ ・・・（回数）と表示されます。〔『４．画面の説明』参照〕

１６．５ ＯＶＥＲＷＲＩＴＥモード
１．

を押すと、スペクトルを重ね書きするＯＶＥＲ ＷＲＩＴＥモードとなります。

Ｆ５

２．

で、設定を行った回数だけ掃引を行い、掃引毎のスペクトルデータをドット表示します。
２

４

８

２５６

５１２

１６

３２

１０２４

６４

１２８

＊＊（無限）※ 液晶画面ＣＡＬＣエリア内に「ＯＶＥＲ ＷＲ」と表示されます。〔『４．画面の説明』参照〕※ スペクトルのセーブは最後の１スペクトルのみです。

１６．６ スプリアスフリーモード（ＭＳＡ５５８／５５８Ｅ）
１．

Ｆ６を押すと、バンド１－とバンド１＋で特有なスプリアスを簡易的に削除するスプリアスフリー

モードとなります。
※ 演算機能表示部の「CALC」の横に「ＳＰＲ」と表示されます。〔『４．画面の説明』参照〕※ 周波数ミキサーでアップコンバートしているベースバンドとは異なり、バンド１－とバンド１＋ではダウンコンバートしているため、これらのバンド特有のスプリアスが発生します。
※ スプリアスフリーモードについて
１． スプリアスフリーモードとは、バンド１－とバンド１＋で特有なスプリアスを簡易的に削除する
モードです。
２． スプリアスフリーモードは定常波の測定に特に効果があります。
３． レベル変動や周波数変動をする信号を測定するときにスプリアスフリーモードを使用すると、振幅レベルが下がる現象が起こります。
４． ノイズレベルは、ランダムに変化している場合、若干下がります。
ＭＩＮ ＨＯＬＤ機能と同じ現象となります。
※ バンド１－とバンド１＋で特有なスプリアスの識別方法
下記の手順によりバンド１－とバンド１＋で特有なスプリアスを識別することができます。
１． 中心周波数を〈 現在の設定値＋ｆ 〉に設定する。
２． ｆ分だけ左へ移動したスペクトルは正規スペクトル、それ以外の〈 ２ｆ左、３ｆ左、ｆ右、２ｆ右、３ｆ右 〉などのスペクトルはスプリアスです。

－45－

※ ｆは識別し易いようにＳＰＡＮによって変えます。目安として；
ｆ＝ＳＰＡＮ／（１０～５０）（０．２～１ｄｉｖ相当）

例： ６．９２ＧＨｚに表示されたスペクトルを識別する。
（設定：中心周波数 ６．９２ＧＨｚ、ＳＰＡＮ ５００ＭＨｚ）
１． 中心周波数を〈 ６．９２ＧＨｚ＋５００ＭＨｚ／２５ 〉＝６．９４ＧＨｚに設定する。（ｆ＝２０ＭＨｚ）
２． スペクトルが６．９２ＧＨｚ（６．９４ＧＨｚからｆ分左）にあれば正規スペクトル、６．９８ＧＨｚ（６．９４ＧＨｚから２ｆ分右）にあればスプリアスである。
※なお、上記例のバンド１＋使用時で、かつ２ｆ分右へ起動するスプリアスが最も大きく、その他のスプリアスはこれよりおおよそ２５～５０ｄＢ小さいです。

１７．マ－カ・ピークサーチ ＜ＭＫＲ＞
１７．１ マーカの設定
ＭＫＲを押し以下のファンクションメニューに切り換えます。

● マーカ機能のメインメニュー

ＭＡＲＫＥＲ

１．

ＭＡＲＫＥＲ ＳＥＬＥＣＴＰＥＡＫ ＳＥＡＲＣＨ

UNIT CONV

ＤＵＡＬ

Ｍ１

Ｍ２

ＷＨＯＬＥ

ＺＯＮＥ

ｄＢｍ→Ｗ

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

Ｆ１

で、マーカの状態を設定します。キーを押す毎に以下の様に設定を変更します。

ＳＩＮＧＬＥ

ＤＵＡＬ

ＤＥＬＴＡ

ＯＦＦ

ＳＩＮＧＬＥ ： １つのマーカが表示されます。
ＤＵＡＬ ： ２つのマーカが表示されます。
ＤＥＬＴＡ ： デルタマーカとなります。
ＯＦＦ ： マーカは表示されません。（マーカ・オフ状態）
２．

Ｆ２

Ｆ３

で、機能するマーカを選択します。表示内容は

Ｆ１のモード設定によって変わります。
ＳＩＮＧＬＥ ＭＯＤＥの時 ： １つのマーカになるため、マーカ選択キーは表示されません。
ＤＵＡＬ ＭＯＤＥの時：
Ｍ１ ： ２つのマーカの内、１つ目のマーカが機能します。
Ｍ２ ： ２つのマーカの内、２つ目のマーカが機能します。

－46－

ＤＥＬＴＡ ＭＯＤＥの時：
ＲＥＦ ： リファレンスマーカが機能します。
ＤＥＬＴＡ ： デルタマーカが機能します。
ＯＦＦの時 ： マーカ・オフ状態のため、マーカ選択キーは表示されません。

１７．２ リアルタイムモード タイムドメイン I/Q 対 時間 測定時のマーカの設定● リアルタイムモード タイムドメイン I/Q 対 時間 測定時のマーカ機能のメインメニュー

１．

ＭＡＲＫＥＲ

ＭＡＲＫＥＲ ＳＥＬＥＣＴＩＱ ＴＲＡＣＥ

I

Ｑ

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ１

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

で、マーカの状態を設定します。キーを押す毎に以下の様に設定を変更します。

ＩＱ ＴＲＡＣＥＯＦＦ

ＩＱ ＴＲＡＣＥ ： I とＱの２つのマーカが表示されます。
ＯＦＦ ： マーカは表示されません。（マーカ・オフ状態）
２．

Ｆ２

で、機能するマーカを選択します。

Ｆ３

I ： I のトレースデータでマーカを操作します。
Ｑ ： Ｑのトレースデータでマーカを操作します。

１７．３ ノーマル･ピークサーチ ＜ＮＯＲＡＭＬ ＰＥＡＫ ＳＥＡＲＣＨ＞● ノーマル･ピークサーチ･メニュー
Ｆ４を押し以下のファンクションメニューに切り換えます。

ＰＥＡＫ

ＮＥＸＴ

ＳＥＡＲＣＨ

ＰＥＡＫ

Ｆ１

Ｆ２

ＲＥＴＵＲＮ

Ｆ４

Ｆ３

Ｆ５

Ｆ６

１．

Ｆ１

で、最大ピーク位置にマーカを移動させます。

２．

Ｆ２

で、現在のマーカ・レベルの次に高いレベルのピークにマーカを移動させます。最大で５０個のピークに対応することができます。

－47－

３．

で、マーカ機能のメインメニューに戻ります。

Ｆ６

１７．４ ゾーン内ピークサーチ ＜ＺＯＮＥ ＰＥＡＫ ＳＥＡＲＣＨ＞● ＺＯＮＥモード・メニュー
を押し以下のファンクションメニューに切り換えます。

Ｆ５

ＺＯＮＥ
ＣＥＮＴＥＲ

ＷＩＤＴＨ

Ｆ１

Ｆ２

ＲＥＴＵＲＮ

Ｆ４

Ｆ３

Ｆ５

Ｆ６

ＺＯＮＥモードでは、設定した範囲内の最大ピーク位置にマーカが自動で移動します。
このモードに入りますと、マーカーゾーンが、薄い青色の幕状の形でスケール内に表示されます。
掃引が終了するたびに、このマーカーゾーン内の最大レベルの位置にマーカが移動します。
F１

で、マーカーゾーンのセンター位置を移動します。

F２

で、マーカーゾーンの幅の変更を行います。

※HOLD 中にマーカは移動しません。

１７．５ マーカ・レベルの単位の変更を押すと、マーカ・レベルの単位の変更を行います。

Ｆ６

基準レベルの単位がｄＢｍの時は［ｄＢｍ］［Ｗ］の単位変更を行います。

基準レベルの単位がｄＢμＶ、ｄＢｍＶ、ｄＢＶの時は［ｄＢμＶ、ｄＢｍＶ、ｄＢＶ］［Ｖ］の単位変更を行います

基準レベルの単位がｄＢμＶ/ｍの時は［ｄＢμＶ/ｍ］［Ｖ/ｍ］の単位変更を行ないます。

基準レベルの単位がｄＢμＡ/ｍの時は［ｄＢμＡ/ｍ］［Ａ/ｍ］の単位変更を行います。

また、設定した単位毎に、表示単位はレベルによって次の様になります［Ｗ］［Ｗ、ｍＷ、μＷ、ｎＷ、ｐＷ、ｆＷ］［Ｖ］［Ｖ、ｍＶ、μＶ、ｎＶ］［Ｖ/ｍ］［Ｖ/ｍ、ｍＶ/ｍ、μＶ/ｍ、ｎＶ/ｍ］［Ａ/ｍ］［Ａ/ｍ、ｍＡ/ｍ、μＡ/ｍ、ｎＡ/ｍ］※ ［Ｖ/ｍ］は「１９．４ 電界強度測定」、［Ａ/ｍ］は「１９．５ 磁界強度測定」の時のみマーカ・レベルの単位として現れます。

－48－

１８．セーブ／ロード ＜ＳＡＶＥ／ＬＯＡＤ＞
ＳＡＶＥ／ＬＯＡＤを押し、以下のファンクションメニューに切り換えます。

ＭＯＤＥ ＳＥＬＥＣＴ

ＤＥＶＩＣＥ

ＰＲＥ

ＳＡＶＥ

ＬＯＡＤ

ＤＥＬＥＴＥ

ＭＥＭ

ＵＳＢ

ＳＥＴ

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

１８．１ 記録デバイスの選択
１．

Ｆ４で、内蔵フラッシュメモリを記録デバイスとして選択します。

※ 内蔵フラッシュメモリには、ＩＱデータはセーブできません。
２．

Ｆ５で、外付けのＵＳＢメモリを記録デバイスとして選択します。

※ ＵＳＢメモリは、側面のＵＳＢ Ａ端子に確実に装着してください。下図参照。
※ ＵＳＢメモリは、“FAT”または“FAT32”でフォーマット（初期化）したものを使用してください。
※ ＵＳＢメモリを一旦装着した後抜き取り再装着した場合、本機はＵＳＢメモリを正常に認識することができません。その場合は、本機のＵＳＢメモリを再認識させてください。
・再認識方法：ＳＡＶＥ／ＬＯＡＤ

Ｆ５

－49－

と押す。

１８．２ セーブ機能
Ｆ１を押し、以下のセーブメニューへ切り換えます。

ＯＢＪＥＣＴ

ＳＡＶＥ

ＳＰＥＣＴＲＵＭＥＸＥＣＵＴＥ

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

ＲＥＴＵＲＮＦ６

Ｆ５

１． この機能では、保存する情報はｃｓｖファイルとして、内蔵フラッシュメモリまたはＵＳＢメモリに保存されます。
ＵＳＢメモリに保存されたデータはｃｓｖファイルとしてパソコンで扱うことが可能です。
ＵＳＢメモリ上に保存用のフォルダ「SVLD」が自動的に生成され、保存する情報はその中にファイルとして保存されます。

２．

Ｆ１で、保存する内容を選択します。キーを押す毎に以下の様に設定を変更します。

ＳＰＥＣＴＲＵＭ

ＰＡＲＡＭＥＴＥＲＩＱ ＤＡＴＡ

ＳＰＥＣ＋ＰＡＲＡＩＱ＋ＰＡＲＡＩＱ ＦＵＬＬ

ＳＰＥＣＴＲＵＭ ： 現在表示されているスペクトル波形を保存します。
ＰＡＲＡＭＥＴＥＲ： 設定パラメータが保存されます。

ＩＱ ＤＡＴＡ ： 解析範囲として指定されたＩＱデータを保存します。
ＳＰＥＣ＋ＰＡＲＡ ： スペクトル波形と設定パラメータを１つのファイルとして保存します。
ＩＱ＋ＰＡＲＡ ： 解析範囲として指定されたＩＱデータと設定パラメータを１つのファイルとして保存します。
ＩＱ ＦＵＬＬ ： 取り込み範囲として指定されたＩＱデータと設定パラメータを１つのファイルとして保存します。
ＩＱデータは以下の条件を全て満たす時にセーブできます。
① リアルタイムモードでアクイジションが完了している。
② メイン解析でタイムドメインが選択されている。
③ スタートフレームと解析フレーム数が指定されている。
（注） ＩＱデータはＵＳＢメモリのみにセーブできます。内蔵フラッシュメモリにはＩＱデータはセーブできません。
ＩＱデータはデータ量が大きくなります。最大の１６Ｋフレームではセーブに数十分以上かかります。
３．

Ｆ４

で、セーブを実行します。

このときにアクティブエリア（『４．画面の説明』参照）に表示されているファイル名で、情報が保存されます。
保存されるファイル名については、『１８．３ ファイル名』を参照してください。
内蔵メモリには最高で２００個、ＵＳＢメモリには最高で１０００個のファイルが保存できます。
４．

Ｆ６で、元のメニューに戻ります。

－50－

１８．３ ファイル名について
１． 本機能で保存されるファイルには以下の基準でファイル名が付与されます。
ＬＡＢＥＬ＿ＳＰ００１．ｃｓｖ
①

② ③

④

① 作成されたラベル文字を取り込みます。(『２４．１ラベル機能』)参照)※ ラベル文字にスペースがあるとその右側はファイル名としてよみとりません。
※ 記号文字の一部はファイル名に使うことができません。ファイル名としては USB メモリに保存されません。
ただし、スペースの右側にラベルとして使うことは問題ありません。
② Ｓ： スペクトル波形保存の場合 （ＳＰＥＣＴＲＵＭ）

Ｐ ： 設定パラメータ保存の場合 (ＰＡＲＡＭＥＴＥＲ)Ｉ： 解析範囲として指定されたＩＱデータ保存の場合 (ＩＱ ＤＡＴＡ)

ＳＰ ： スペクトル波形と設定パラメータの両方を保存する場合（ＳＰＥＣ＋ＰＡＲＡ）
ＩＰ ： 解析範囲として指定されたＩＱデータと設定パラメータの両方を保存する場合（ＩＱ＋ＰＡＲＡ）
ＩＦ ： 取り込み範囲として指定されたＩＱデータと設定パラメータの両方を保存する場合（ＩＱ ＦＵＬＬ）③ ①②が同一条件でセーブを実行した場合、０００から自動的に３桁で番号が付与されます。
④ ＣＳＶファイル拡張子です。自動的に付与されます。
２． ラベルに文字が入力されていない場合は、“ＭＳＡ”の３文字がラベル文字に代わって設定され、ＭＳＡ＿ＳＰ００１．ｃｓｖなどとファイル名が付与されます。
３． 保存時のファイル名について
セーブメニューに移行したときに、アクティブエリアに、上記の基準でファイル名候補が表示されます。
そのまま、セーブを実行するとそのファイル名で情報が保存されます。実行前にを左回転させますと、選択された記録デバイス内に既存のファイルが存在する場合はそれらのファイル名が順次表示されます。
既存のファイル名を表示したまま、セーブを実行した場合は上書きになります。

１８．４ ロード機能
Ｆ２

を押し、ロードメニューへ移行します。

Ｆｉｌｅ Ｓｅａｒｃｈ Ｓｔｅｐ

ＬＯＡＤ

ＤＩＳＰ

１

１０

１００

ＥＸＥＣＵＴＥ

ＣＬＥＡＲ

ＲＥＴＵＲＮ

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

－51－

１．

を左右にまわすと、指定された記録デバイスから、保存されたファイル名を順次アクティブエリアに
下記のように表示します。
① ＵＳＢ：ＬＯＡＤ② ＭＳＡ＿ＳＰ０１２．ｃｓｖ③ １２① ファイルが保存されている記録デバイスを表示。 （ＵＳＢ ： ＵＳＢメモリー、ＭＥＮ ： 内部メモリー）② 選択されたファイル名③ ファイルに付与された番号
記録デバイスの所定のフォルダ内のファイルをアルファベット順にソーティングしたときの番号です。
２． 選択するファイルのスキップ量の選択で、ファイルに付与された番号順にファイルを選択しアクティブエリアに表示します。

Ｆ１
同様に、

Ｆ２

で１０の増減、で１００の増減をします。

Ｆ２

保存されているファイルの数に応じて選択してください。
３．

で、ロードを実行します。

Ｆ４※ 設定パラメータをロードすると、設定パラメータはロード波形設定パラメータ表示エリアに表示されます。
〔詳しくは『４．画面の説明』参照〕※ スペクトル波形をロードすると、カレントスペクトラムが消えてＨＯＬＤ状態になり、ロード波形を表示します。
ロード波形にマーカを使用することはできますが、メジャリング機能は使用できません。
ＨＯＬＤ／ＲＵＮ

を押すと、ロードスペクトルとカレントスペクトルを重ねて表示します。

※ スペクトル波形と設定パラメータの両方を保存したファイルをロードすると、ロード波形を表示し、設定パラメ
ータはロード波形設定パラメータ表示エリアに表示されます。
※ ＩＱデータ又はＩＱデータ＋設定パラメータのファイルをロードすると現在の波形データが消えてＨＯＬＤ状態になり、ロードデータをファイルで指定された解析にて表示します。パラメータは下記のように設定されます。
オペレーションモード：リアルタイム
センター周波数： ＩＱファイルの値
スパン： ＩＱファイルの値
基準レベル： ＩＱファイルの値
アクイジションフレーム： ＩＱファイルの値
スタートフレーム： １
解析フレーム数： アクイジションフレームと同じ
メイン解析： ＩＱファイルで指定された解析
サブ解析： オフ
表示スケール： １０ｄＢ／ｄｉｖ

４．

Ｆ５を押すと、ロードスペクトルを非表示にできます。

－52－

１８．５ デリート機能
を押し、デリートメニューへ移行します。

Ｆ３Ｆｉｌｅ Ｓｅａｒｃｈ Ｓｔｅｐ

ＤＥＬＥＴＥALL DEL

１

１０

１００

ＥＸＥＣＵＴＥＥＸＥＣＵＴＥ

ＲＥＴＵＲＮ

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

１．

で、指定された記録デバイスからデリートするファイル名を選択し、アクティブエリアに表示します。検索するファイルのスキップ量は『１８．４ ロード機能』と同様です。

２．

で、デリートを実行します。このときにアクティブエリアに表示されているファイルがＦ４

消去されます。
３． １．と ２．の操作を繰り返すことにより、複数のファイルを順次消去できます。
４．

で、すべてのファイルが一度に消去されます。

Ｆ５

１８．６ プリセット（初期設定） （MSA５３８E／５５８E については『２０．EMI 測定』を参照）
Ｆ６を押すと、設定値を初期設定にプリセットします。

【初期設定】
設定項目

設定値

センター周波数

１ＧＨｚ

周波数スパン

２０ＭＨｚ

リファレンスレベル

１０ｄＢｍ

オフセット

０．０ｄＢ

インピーダンス補正 ５０Ω
掃引時間

３０ｍｓ

検波モード

サンプルモード（ＳＭＰＬ）

ＲＢＷ

１００ｋＨｚＶＢＷ

３０ｋＨｚ

表示スケール

１０ｄＢ/ｄｉｖ－53－

１９．メジャリング機能 ＜ＭＥＡＳ＞
を押し以下のファンクションメニューに切り換えます。

ＭＥＡＳ

ＥＦＳ

ＭＦＳ

CH POWER

ＡＣＰ

OＢＷ

ＡＮＴ

ＰＲＯＢＥ

ＮＯＩＳＥ

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

●メジャリング機能を選択します。
Ｆ１

ＣＨ ＰＯＷＥＲ ・・・・・・

チャネルパワー測定

F２

ＡＣＰ ・・・・・・・・・・・・・・

隣接チャネル漏洩電力測定

F３

ＯＢＷ ・・・・・・・・・・・・・

占有周波数帯幅測定

F４

ＥＦＳ ＡＮＴ ・・・・・・・・

電界強度測定F５

ＭＦＳ ＰＲＯＢＥ ・・・・

磁界強度測定F６ＮＯＩＳＥ ・・・・・・・・・・・

ノイズ測定※ 一度メジャリング機能を選択すると、次にＭＥＡＳを押した時に、前回選択したファンクション機能のメニューに直接切り換ります。メジャリング機能を停止したい場合や違うメジャリング機能を選択したい場合は、【Ｆ６】（ＭＥＡＳ ＯＦＦ）を押すとメジャリング機能が停止し、上記のメニューに切り換りメジャリング機能を選択できるようになります。
※ チャネルパワー、隣接チャンネル漏洩電力、占有周波数帯幅、ノイズの各測定と、マーカは同時に使用できないため、この４つのメジャリング機能を選択中にＭＫＲを押すと、このメジャリング機能が停止します。

同様に、マーカを使用中にこの４つのメジャリング機能を選択すると、マーカの機能が停止します。

※ 本体の表示ドット数は横軸５０１点ですが、内部では１００１点でスペクトルデータを取り込んで測定結果（チャネル
パワー測定、隣接チャンネル漏洩電力測定、占有周波数帯幅測定、ノイズ測定）を計算しています。

－54－

１９．１ チャネルパワー測定 ＜ＣＨ ＰＯＷＥＲ＞

Ｆ１

指定された範囲内の電力値の総和または平均を測定します。ＴＯＴＡＬとＢＡＮＤの２つのモードが用意されています。

● ＴＯＴＡＬモード 〔Ｆ１（ＭＯＤＥ）でＴＯＴＡＬを選択して下さい。〕

センター周波数と周波数スパンで設定されたゾーン（表示スペクトルすべて）の電力の総和または平均を測定します。
※ 液晶画面のＭＥＡＳエリアに「ＣＰ ＴＯＴＡＬ」と表示されます。
※ 測定結果が画面右下に表示されます。

Ｆ４（ＰＯＷＥＲ）で、電力の総和（ＳＵＭ）と電力の平均（ＡＶＥＲＡＧＥ）を切り替えます。

[測定結果][チャネルパワー測定モード]● ＢＡＮＤモード 〔Ｆ１（ＭＯＤＥ）でＢＡＮＤを選択して下さい。〕

バンドセンター周波数とバンド幅で設定されたゾーンの電力の総和または平均を測定します。
※ 液晶画面のＭＥＡＳエリアに「ＣＰ ＢＡＮＤ」と表示されます。
※ 測定結果と設定値が画面右下に表示されます。

１．

Ｆ２（ＢＡＮＤ ＣＥＮＴＥＲ）

でバンドセンター

周波数を設定します。
２．

Ｆ３（ＢＡＮＤ ＷＩＤＴＨ）

でバンド幅を設定します。

[チャネルパワー測定モード][設定値][測定結果]

３．

Ｆ４（ＰＯＷＥＲ）で、電力の総和（ＳＵＭ）と電力の平均（ＡＶＥＲＡＧＥ）を切り替えます。

－55－

１９．２ 隣接チャネル漏洩電力測定 ＜ＡＣＰ＞

Ｆ２

基準周波数（基準搬送波周波数）に対してのオフセット周波数と帯域幅で設定された範囲内の電力と搬送波電力の比として隣接チャネル漏洩電力を測定します。隣接波は同一オフセット周波数の上側と下側の２チャネルを測定します。
また搬送波の定義の分類により TOTAL（トータルパワー法）とＢＡＮＤ（帯域内法）とＰＥＡＫ（基準レベル法）の３種から選択することができます。

● モード選択と測定 〔（ＭＯＤＥ）でＴＯＴＡＬ／ＢＡＮＤ／ＰＥＡＫのいずれかのモードを選択して

Ｆ１

下さい。〕
※ 液晶画面のＭＥＡＳエリアにそれぞれ「ＡＣＰ ＴＯＴＡＬ」、「ＡＣＰ ＢＡＮＤ」、「ＡＣＰ ＰＫ」と表示されます。
※ 測定結果と設定値が画面下方に表示されます。
１．

Ｆ２（ＡＣＰ ＯＦＦＳＥＴ）

で隣接チャネルのオフセット周波数を設定します。
※ オフセットは基準搬送波の中心周波数からのオフセットと
なります。
２．

Ｆ３

（ＡＣＰ ＷＩＤＴＨ）

で隣接チャネルの帯域幅を設定します。
３．

Ｆ４（ＲＥＦＥＲＥＮＣＥ ＣＥＮＴＥＲ）

で

基準搬送波の中心周波数を設定します。
[隣接チャネル漏洩電力測定モード][設定値][測定結果]※ 【Ｆ４】はＴＯＴＡＬ及びＢＡＮＤモードのみです。
４．

Ｆ５（ＲＥＦＥＲＮＥＣＥ ＷＩＤＴＨ）

で基準

搬送波の帯域幅を設定します。
※ 【Ｆ５】はＢＡＮＤモードのみです。

● モード毎の基準搬送波の定義
ＴＯＴＡＬ（トータルパワー法）

ＢＡＮＤ（帯域内法）

ＰＥＡＫ（基準レベル法）

画面内全体の電力の総和を基準にしま設定したバンド幅内の電力の総和を基準

画面内のピークの電力値を基準にします。基準搬送波の中心周波数は【Ｆ４】でにします。基準搬送波の中心周波数はす。基準搬送波の中心周波数は、画面内設定します。

【Ｆ４】で設定します。

のピークに自動的に設定します。

－56－

１９．３ 占有周波数帯幅測定 ＜ＯＢＷ＞

Ｆ３

全電力のＮ［％］の点の帯域幅（Ｎ％ ＰＯＷＥＲ）またはピークレベルからＸ［ｄＢ］下がった点の帯域幅（ＸｄＢ ＤＯＷＮ）を測定する 2 つのモードが用意されています。

● Ｎ％ ＰＯＷＥＲモード 〔Ｆ１（ＭＯＤＥ）でＮ％を選択して下さい。〕

画面に表示された全電力のＮ［％］の帯域幅を測定します。

※ 液晶画面のＭＥＡＳエリアに「ＯＢＷ Ｎ％」と表示されます。
※ 測定結果が画面右下に表示されます。

１．

Ｆ２（ＲＡＴＩＯ ％）で全電力に対してのパーセントを設定します。
※ 設定範囲： ８０．０～９９．９％２．
[占有周波数帯幅測定モード] [設定値][測定結果]● ＸｄＢ ＤＯＷＮモード 〔Ｆ１Ｆ３

で、１．のＲＡＴＩＯ変更のステップを１％と０．１％として切り替えることができます。

（ＭＯＤＥ）でＸｄＢを選択して下さい。〕

ピークレベルからＸ［ｄＢ］下がった点の帯域幅を測定します。
※ 液晶画面のＭＥＡＳエリアに「ＯＢＷ ＸｄＢ」と表示されます。
※ 測定結果が画面右下に表示されます。

１．

Ｆ２

（ＸｄＢ）

でピークレベルからのダウンレベルを設定します。
※ 設定範囲： ０．１～８０．０ｄＢ
２．
[占有周波数帯幅測定モード] [設定値][測定結果]

Ｆ３で、１．のＸdB 変更のステップを１ｄＢと０．１ｄＢ

として切り替えることができます。

－57－

１９．４ 電界強度測定 ＜ＥＦＳ ＡＮＴ＞

Ｆ４

オプションのアンテナを接続することにより電界強度測定が行えます。
オプション以外のアンテナを使用する場合、ユーザで作るオリジナル校正データを作成することにより使用できます。
オリジナル校正データの作成方法、書き込み方法については、『２５．７ オリジナル校正データの書き込み』を参照してください。
「アンテナ接続図」「測定環境図」

アンテナ
M401
M402

ＲＦ ＩＮＰＵＴ

M403
M404
M405
M406
M407
M308

本機

M309

※ 本機の背面側を受信方向にしてください。
【アンテナ仕様（アンテナ利得とＶＳＷＲは周波数範囲の中心にて）】
項目

Ｍ４０１

Ｍ４０２

Ｍ４０３

Ｍ４０４

Ｍ４０５

Ｍ４０６

Ｍ４０７

Ｍ３０８

Ｍ３０９

形式

スリーブ

スリーブ

スリーブ

スリーブ

１/４λ ホイップ

スリーブ

１/４λ ホイップ

スリーブ

スリーブ

０．８０～１．００

１．２５～１．６５

１．７０～２．２０

２．２５～２．６５

３００～５００４．８～６．２

４７０～７７０

３．６～４．２

４．４～４．９

ＧＨｚ

ＧＨｚ

ＧＨｚ

ＧＨｚ

ＭＨｚ

ＧＨｚ

ＭＨｚ

ＧＨｚ

ＧＨｚ

アンテナ利得

+１ｄＢｉ以上+１ｄＢｉ以上+１ｄＢｉ以上+１ｄＢｉ以上+１ｄＢｉ以上+１ｄＢｉ以上+１ｄＢｉ以上+１ｄＢｉ以上+１ｄＢｉ以上

ＶＳＷＲ

１．５未満

１．５未満

１．８未満

１．８未満

１．５未満

１．８未満

１．５未満

２．０未満

２．０未満

７．５φ×２８０

７．５φ×２８０

７．５φ×２１０

７．５φ×２１０

７．６φ×２１２

７．５φ×１５２

７．６φｘ１３８

１６φｘ１００１６φｘ１００

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

約６５ｇ

約６５ｇ

約６５ｇ

約６５ｇ

約６２ｇ

約６５ｇ

約５６ｇ

約２２ｇ

約２２ｇ

定範囲（画面

９３～１４３

９６～１４６

９８～１４８１００～１５０

８７～１３７

１０９～１５９９１～１４１

１０7～１５7

１０９～１５９シフトでの最小ｄＢμＶ/ｍｄBμＶ/ｍｄＢμV/ｍｄＢμＶ/ｍｄＢμＶ/ｍｄＢμＶ/ｍｄＢμＶ/ｍｄＢμＶ/ｍｄＢμＶ/ｍ

周波数範囲

大きさ

重さ
基準レベル設値を除く）※ Ｍ４０５，４０７は１/４λホイップアンテナのため、本機の持ち方や持つ人で測定値がバラつきます。そのため、アンテナＭ４０５、４０７を使用しての測定では、数ｄＢから最悪１０ｄＢ前後の測定誤差が発生します。
出来るだけ人体の影響が少ないように、体から離して使用してください。
－58－

● モード選択と測定
Ｆ１（ＡＮＴ）でＭ４０１／Ｍ４０２／Ｍ４０３／Ｍ４０４／Ｍ４０５／Ｍ４０６／Ｍ４０７／Ｍ３０８／Ｍ３０９／ＵＳＥＲいずれかのアンテナを選択して下さい。アンテナを選択するのと同時に測定を行います。
※ 液晶画面のＭＥＡＳエリアにそれぞれ、「ＥＦＳ Ｍ４０１」、「ＥＦＳ Ｍ４０２」、「ＥＦＳ Ｍ４０３」、「ＥＦＳ Ｍ４０４」、「ＥＦＳ Ｍ４０５」、「ＥＦＳ Ｍ４０６」、「ＥＦＳ Ｍ４０７」、「ＥＦＳ Ｍ３０８」、「ＥＦＳ Ｍ３０９」、「ＥＦＳ ＵＳＥＲ」と表示されます。
※ “ＵＳＥＲ”は、ユーザで作成するオリジナル校正テーブルです。
〔詳しくは『２５．７ オリジナル校正データの書き込み』参照〕※ アンテナ利得補正によっては、スペクトルが画面からはみ出す場合があります。
※ センター周波数と周波数スパンは、アンテナに応じて自動で設定されます。
又、アンテナの対応周波数外はスペクトルが表示されません。

Ｆ２（ＵＮＩＴ）で測定の単位を切り換えてください。押す毎に下記の順でレベル単位が設定されます。
ｄＢμＶ/ｍｄＢμＷ/ｍ2ｄＢμＡ/ｍ● アンテナ指向性（参考データ）
Ｅ面：Ｘ－Ｙ方向（Ｘ方向０
度）

０度

９０度

２７０度

１８０度

※ 全てのデータは回りに障害物が無い状態で、ＲＦ入力にアンテナを取り付けた時のデータですので、実際は人間が持つこと等によって指向性は変化します。
※ 但し、Ｍ４０５、M４０７のデータは、アンテナを本機に付けて人が持った場合の参考データです。
－59－

Ｍ４０１（９００MHz、Ｅ面）

アンテナゲイン-周波数特性
43ANT Gain (dBi)

2
1
0
-1
-2
-3
-4

0.8

Ｍ４０２（１．５ＧＨｚ、Ｅ面）

0.85
0.9
0.95
Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ （GHｚ）

1

アンテナゲイン-周波数特性
4.5

ANT Gain (dBi)

3.5
2.5
1.5
0.5

-0.5
-1.5
1.25

1.35

1.45

1.55

1.65

Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ （GHｚ）

Ｍ４０３（２ＧHz、Ｅ面）

アンテナゲイン-周波数特性
5.55ANT Gain (dBi)

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5

1.7

1.8

1.9

2

Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ （GHｚ）

－60－

2.1

2.2

Ｍ４０４（２．４ＧHz、Ｅ面）

アンテナゲイン-周波数特性
5.55ANT Gain (dBi)

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
2.25

2.35

2.45

2.55

2.65

Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ （GHｚ）

Ｍ４０５（水平面）

アンテナゲイン-周波数特性
1.6

０度

5.0
4.0
3.0

３００度

2.0

1.4

３０度

1.2

（ｄＢｉ）

３３０度

６０度

0.8

ＡＮＴ Ｇａｉｎ

1.0

２７０度

1

９０度

0.0

0.6
0.4
0.2

２４０度

１２０度

２１０度

１５０度
１８０度

0
-0.2
300 325 350 375 400 425 450 475 500
Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ （ＭＨｚ）

３００ＭＨｚ
４００ＭＨｚ
５００ＭＨｚＭ４０６（５．４ＧHz、Ｅ面）

アンテナゲイン-周波数特性
3.5

ANT Gaiｎ (ｄＢｉ）

3
2.5
2
1.5
1
4.70

－61－

4.95 5.2 5.45 5.70 5.95 6.20
Frequency（GHz）
0Ｍ４０７（水平面）アンテナゲイン-周波数特性

A N T Gain ( dB i)

2

1.9

1.8

1.7

1.6
470

520

570
620
670
Frequency (MHz)720

Ｍ３０８（３．９ＧＨｚ、Ｅ面）

アンテナゲイン-周波数特性

Ｍ３０９（４．６５ＧＨｚ、Ｅ面）

アンテナゲイン-周波数特性

－62－

770

１９．５ 磁界強度測定 ＜ＭＦＳ ＰＲＯＢＥ＞

Ｆ５

オプションの磁界プローブＭＭＰ５００、ＣＰ‐２ＳＡを使って磁界強度測定を行います。
※磁界強度測定の“ＭＭＰ５００”、“ＵＳＥＲ Ｂ”は、ＭＳＡ５３８Ｅ／５５８Ｅのみで使用できます。

周波数範囲

ＭＭＰ５００ＣＰ－２ＳＡ

２０ｋＨｚ～１００ＭＨｚ（プローブ単体では９ｋＨｚ～１００ＭＨｚ）

１０ＭＨｚ～３ＧＨｚ〔詳しくはＭＭＰ５００、ＣＰ‐２ＳＡの取扱説明書を参照〕● モード選択と測定
Ｆ１（ＰＲＯＢＥ）でＣＰ‐２Ｓ、ＭＭＰ５００、ＵＳＥＲもしくはＵＳＥＲ Ｂのいずれかを選択して下さい。

プローブを選択するのと同時に測定を行います。
※ 液晶画面のＭＥＡＳエリアにそれぞれ「ＭＦＳ ＣＰ－２Ｓ」、「ＭＦＳ ＭＭＰ５００」、「ＭＦＳ ＵＳＥＲ」、「ＭＦＳ ＵＳＥＲ Ｂ」と表示されます。
※ “ＵＳＥＲ”は、 ユーザで作成するＣＰ‐２ＳＡのオリジナル校正テーブルです。
振幅軸の単位が[ｄＢμＡ/ｍ]に切り換ります。
※ “ＵＳＥＲ Ｂ”は、 ユーザで作成するＭＭＰ５００のオリジナル校正テーブルです。
振幅軸の単位が[ｄＢμＶ]に切り換ります。
〔詳しくは『２５．７ オリジナル校正データの書き込み』を参照〕※ プローブの対応周波数外のスペクトルは正しく表示されません。

－63－

１９．６ ノイズ測定 ＜ＮＯＩＳＥ＞

Ｆ６

Ｆ６（ＮＯＩＳＥ）キーを押すことでノイズ測定を行うことができます。

● 単位切替と帯域幅の設定

Ｆ１（UNIT）でノイズ測定の単位切替を行います。押す毎に、下記の順にレベル単位が設定されます。

ｄＢｍ/BW

Ｆ２

ｄＢμＶ/√BW

ｄＢｍＶ/√BW

ｄＢＶ/√BW（BW）でノイズ測定の帯域幅の設定を行います。

を回すと設定されたステップサイズで帯域幅の設定値が変化します。
1Hz

3Hz

3kHz

10kHz

10Hz
30kHz

30Hz
100kHz－64－100Hz
300kHz

300Hz
1MHz

1kHz
3MHz

２０．ＥＭＩ測定（ＭＳＡ５３８Ｅ/５５８Ｅ）
２０．１ ＥＭＩ測定のための追加機能● 掃引時の検波モード （『１３．掃引軸・検波モード』 参照）
に続けて

ＳＷＥＥＰ
ＰＯＳ

ＳＭＰＬ

を押すと、検波モードの切り換えができます。

Ｆ４
ＮＥＧ

ＱＰ

AV

MSA５３８E/５５８Ｅでは、EMI 測定のために QP 検波と AV 検波が追加されています。
・ ＰOS（ポジティブピーク）： サンプルポイント間の最大値をスペクトルとします。

・ ＳＭＰＬ（サンプル）： サンプルポイント間の瞬時値をスペクトルとします。

・ ＮEG（ネガティブピーク）： サンプルポイント間の最小値をスペクトルとします。

・ ＱＰ（Quasi ピーク）

： サンプルポイント間の準尖頭値をスペクトルとします。

・ ＡＶ（アベレージ）： サンプルポイント間の平均値をスペクトルとします。

ＱＰ検波はＲＢＷの設定より下記の特性が選ばれます。（CISPR16 準拠）
ＲＢＷ

充電時定数

放電時定数

機械的時定数

９kHz

１ｍｓ

１６０ｍｓ

１６０ｍｓ

１２０kHz

１ｍｓ

５５０ｍｓ

１００ｍｓ

● セーブ/ロードのプリセット（初期設定） （『１８.セーブ/ロード』 参照）
ＭＳＡ５３８Ｅ/５５８Ｅでは、プリセットに放射ノイズ測定、伝導ノイズ測定のデフォルトの設定が追加されています。
ＳＡＶＥ／ＬＯＡＤ

に続けて

Ｆ６

【PRE-SET】を押すと、メニューが表示されます。

Ｆ１

NORMＡＬ ・・・・・・ 通常の初期値に設定します。

F２

EMI-C ・・・・・・ 伝導ノイズ測定の初期値に設定します。

F３

EMI-R ・・・・・・ 放射ノイズ測定の初期値に設定します。

放射ノイズ測定では、アンテナとして【USER】が選択されます。
あらかじめご使用のアンテナ校正データを入力しておく必要があります。

－65－

２０．２ ＥＭＩ測定
妨害波許容値は、ＱＰ（準尖頭値）、又はＡＶ（平均値）にて規格化されています。
ＱＰ検波、ＡＶ検波の測定は時間が掛かりますので、通常、全帯域をピーク（尖頭値）検波で測定し、準尖頭値許容値、又は平均値許容値を超えた周波数に対し、ＱＰ検波、又はＡＶ検波を行います。

● 電源ポート伝導ノイズ測定
供試装置から配電線に漏洩する伝導ノイズ電圧を測定します。
ＬＩＳＮ（疑似電源回路網）装置*が必要になります。下図のような接続になります。
接続の詳細、注意事項はＬＩＳＮの取扱説明書をご参照願います。
またＭＳＡ５３８Ｅ/５５８Ｅ（本機）の電源への接続（『６．２ 電源の接続』参照）をもう一度お確かめください。
電源供試装置（ＥＵＴ）

LISN *ＭＳＡ５３８Ｅ/５５８Ｅ* 弊社製 LISN の用意もございます（MPW201Ｂ）

１． 接続が完了しましたら本機の電源を ON します。
２．

ＳＡＶＥ／ＬＯＡＤ

→

Ｆ６

→

Ｆ２

で伝導ノイズ測定用初期設定を行います。

設定は以下のようになります。
センター周波数 ：２５．５ＭＨｚ

周波数スパン

：

５０ＭＨｚ

ＲＢＷ

：

９ｋＨｚ

ＶＢＷ

：

１ＭＨｚ

掃引時間

：

３ｓｅｃ

検波モード

：

ポジティブピークモード

３．供試装置に電源を供給し測定をおこない、正しく接続・動作しているかを確認します。
４．

ＣＡＬＣ

→

Ｆ２

でＭＡＸホールドの回数を設定します。

回数はノイズ周期にもよりますが、パルス状ノイズを取りこぼさないような設定にします。（ex．２５６回）
５．本機のマーカ機能を使い、許容値を超えている周波数を探します。
６．５で許容値を超えている周波数近傍をセンター周波数に設定し、ＳＰＡＮ＝２ＭＨｚ、Ｓｗｅｅｐ＝０．１ｓ程度で詳細にノイズ候補周波数を調べます。
７．６で挙がったノイズ候補周波数に対し、ＳＰＡＮ＝２００ｋＨｚ、Ｓｗｅｅｐ＝１０ｓで、ＱＰまたはＡＶ検波を行います。
－66－

● 放射ノイズ測定
供試装置から漏洩する放射ノイズ電界強度を測定します。
ｱﾝﾃﾅ

供試装置（ＥＵＴ）

MSA５３８Ｅ/５５８Ｅ
１．アンテナの校正データが未設定の場合、事前に校正データの設定を行ってください。
設定方法は『２５．７ オリジナル校正データの書込み』を参照してください。
２．接続が完了しましたら本機の電源を ON します。
３．

ＳＡＶＥ／ＬＯＡＤ

→

Ｆ６

→

Ｆ３

で放射ノイズ測定用初期設定を行います。

設定は以下のようになります。
センター周波数 ： ５１５ＭＨｚ
周波数スパン： １ＧＨｚRBW： １２０ｋＨｚVBW： １ＭＨｚ

掃引時間： ０．３ｓｅｃ

検波モード： ポジティブピークモード

４．供試装置を動作させ測定をおこない、正しく接続・動作しているかを確認します。
５．

ＣＡＬＣ

→

Ｆ２

で MAX ホールドの回数を設定します。

回数はノイズ周期にもよりますが、パルス状ノイズを取りこぼさないような設定にします。（ex.２５６回）
６．本機のマーカ機能を使い、許容値を超えている周波数を探します。
７．６で許容値を超えている周波数近傍をセンター周波数に設定し、ＳＰＡＮ＝５０ＭＨｚ、Ｓｗｅｅｐ＝３０ｍｓ
程度で 詳細にノイズ候補周波数調べます。
８．７で挙がったノイズ候補周波数に対し、ＳＰＡＮ＝１ＭＨｚ、Ｓｗｅｅｐ＝３０ｓでＱＰ検波を行います。

－67－

参考
ＥＭＩ主要規格CISPR22 classA
電源ポート伝導妨害波電圧
CISPR22 classB
電源ポート伝導妨害波電圧
CISPR22 classA
放射妨害波

CISPR22 classB
放射妨害波

VCCI classA
電源ポート伝導妨害波電圧
VCCI classB
電源ポート伝導妨害波電圧
VCCI classA
放射妨害波

VCCI classB
放射妨害波

FCC Part15 subpartB ClassA
電源ポート伝導妨害波電圧
FCC Part15 subpartB ClassB
電源ポート伝導妨害波電圧
FCC Part15 subpartB ClassA
放射妨害波

FCC Part15 subpartB ClassB
放射妨害波(２００８年６月現在)
周波数0.15MHz～0.50MHz
0.50MHz～30MHz

準尖頭値
79dBuV
73dBuV

平均値

0.15MHz～0.50MHz
0.50MHz～5MHz
5MHz～30MHz
30MHz～230MHz
230MHz～1000MHz
1000MHz～3000MHz
3000MHz～6000MHz
30MHz～230MHz
230MHz～1000MHz
1000MHz～3000MHz
3000MHz～6000MHz
0.15MHz～0.50MHz
0.50MHz～30MHz

66～56dBuV
56dBuV
60dBuV
40dBuV/m
47dBuV/m
76dBuV/m
80dBuV/m
30dBuV/m
37dBuV/m
70dBuV/m
74dBuV/m
79dBuV
73dBuV56～46dBuV
46dBuV
50dBuV
56dBuV/m
60dBuV/m
50dBuV/m
54dBuV/m
66dBuV
60dBuV

周波数の対数値に対し直線的に減少0.15MHz～0.50MHz
0.50MHz～5MHz
5MHz～30MHz
30MHz～230MHz
230MHz～1000MHz
1000MHz～3000MHz
3000MHz～6000MHz
30MHz～230MHz
230MHz～1000MHz

66～56dBuV
56dBuV
60dBuV
40dBuV/m
47dBuV/m
76dBuV/m
80dBuV/m
30dBuV/m
37dBuV/m

56～46dBuV
46dBuV
50dBuV
56dBuV/m
60dBuV/m-

周波数の対数値に対し直線的に減少1000MHz～3000MHz
3000MHz～6000MHz
0.15MHz～0.50MHz
0.50MHz～30MHz
0.15MHz～0.50MHz
0.50MHz～5MHz
5MHz～30MHz

70dBuV/m
74dBuV/m
79dBuV
73dBuV
66～56dBuV
56dBuV
60dBuV

50dBuV/m
54dBuV/m
66dBuV
60dBuV56～46dBuV
46dBuV
50dBuV

測定距離 3m

30MHz～88MHz
88MHz～216MHz
216MHz～960MHz
960MHz～30MHz～88MHz
88MHz～216MHz
216MHz～960MHz
960MHz～39.1dBuV/m
43.5dBuV/m
46.4dBuV/m
49.5dBuV/m
40dBuV/m
43.5dBuV/m
46dBuV/m
54dBuV/m-

測定距離 10m

測定距離 10m
測定距離 3m
測定距離 10m
測定距離 3m

測定距離 10m
測定距離 3m
測定距離 10m周波数の対数値に対し直線的に減少測定距離 3m（注意） 本表は参考資料です。記載内容の誤りによる如何なる損害も弊社はその責を負いません。
－68－

２１．画面コントロール ＜ＤＳＰＬ＞
ＤＳＰＬ

を押し以下のファンクションメニューに切り換えます。

ＣＯＬＯＲ

ＢＡＣＫ ＬＴ

ＢＲＩＧＨＴ

ＣＯＬＯＲ１

ＯＮ

８０

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

２１．１ 画面色設定
Ｆ１を押すと、画面の色設定の切り替えができます。

ＣＯＬＯＲ１ＣＯＬＯＲ２ＭＯＮＯ

・ＣＯＬＯＲ１： カラー第１設定。通常はこちらをお使いください。

・ＣＯＬＯＲ２： カラー第２設定。スペクトル画面が白っぽくなります。印刷する場合はこちらが便利です。

・ＭＯＮＯ： 白黒表示。

２１．２ ＬＣＤバックライトＯＮ／ＯＦＦ制御
Ｆ２を押す毎に、ＬＣＤバックライトのＯＮ／ＯＦＦが切り換ります。

２１．３ ＬＣＤバックライト輝度調整
Ｆ３

で、設定を行います。１～１００の１００段階で設定できます。

－69－

２２．ＴＧモード（ＭＳＡ５３８ＴＧのみ）
２２．１ ＴＧ機能専用仕様
項 目

規 格

周波数範囲

５ＭＨｚ～３．３ＧＨｚ

出力レベル範囲－１０ｄＢｍ±１ｄＢ@１ＧＨｚ

出力平坦度±１．５ｄＢ

出力インピーダンス

５０Ω

出力ＶＳＷＲ

２．０以下

出力コネクタ

Ｎ（Ｊ）コネクタ２２．２ 入出力端子配置図１） 入力コネクタ
Ｎ（Ｊ）コネクタ。 スペクトラムアナライザの入力端子です。
２） 出力コネクタ
Ｎ（Ｊ）コネクタ。 ＴＧ信号の出力端子です。

※ TG 機能を使用しない時は、TG 信号のリークの影響を防ぐ為に TG は「OFF」にして下さい。
－70－

２２．３ ＴＧ ＯＮ／ＯＦＦ制御
SWEEPを押し以下のファンクションメニューに切り換えます。

ＳＷＥＥＰ

ＤＥＴ

ＴＲＩＧ

Ｔ．Ｇ．

ＭＡＮＵ

ＡＵＴＯ

ＡＬＬ AUTO

SMPL

ＩＮＴ

ＭＯＤＥ

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

１．

Ｆ６

を押す。 ＴＧ ＭＯＤＥに切り換わります。

Ｔ．Ｇ．

ＮＯＲＭ

ＯＮ

ＯＮ

Ｆ１

Ｆ２

２．

Ｆ１

Ｆ３

を押す。 ＴＧ のＯＮ／ＯＦＦが切り換わります。

画面上に ＯＮの時は“ＴＧ ：ＯＮ”、ＯＦＦの時は“ＴＧ ：ＯＦＦ”と表示されます。

２２．４ ノーマライズ機能
ノーマライズＯＮ：入力信号の波形を画面上、赤い線の位置で平坦になる様に補正します。
１．

SWEEP

２．

Ｆ６

３．

１ Ｆ２Ｆ

を押し、前項と同様のファンクションメニューに切り換えます。
を押す。ＴＧ ＭＯＤＥに切り換わります。
を押すとノーマライズ機能のＯＮ／ＯＦＦの設定が出来ます。

：ＯＮ”と表示されます。
１
２ノーマライズがＯＮの時は画面上に“ＮＯＲＭ
Ｆ※３以下の設定変更をするとノーマライズ機能は自動的にＯＦＦになります。
１
・ＳＰＡＮを広げる。 ・センター周波数をノーマライズした時の画面範囲を超えて設定する。
（センター周波数の設定によっては、ＦＵＬＬ ＳＰＡＮからＳＰＡＮを変更した時もＯＦＦになります）
・メジャーリング機能の磁界強度測定を選択する。
・AUTO チューニングを行う。 ・電源をＯＦＦにする。 ・プリセットを行う。
※ ＳＣＡＬＥが２ｄB または５ｄＢの時、波形を画面上の適正な位置に表示していないとノーマライズ出来ないことがあります。
※ 本機能使用時は、ピークサーチで最小値の位置にマーカが移動します（ファームバージョン１．０１３以上）。
－71－

２３．画像データの保存と印刷 ＜ＣＯＰＹ＞
COPY

を押し以下のファンクションメニューに切り換えます。

ＡＲＥＡ

ＰＲＩＮＴ

Ｂｍｐ→ＵＳＢ

ＭＥＭ→ＵＳＢＷＨＯＬＥ

ＥＸＥＣＵＴＥ

ＣＯＰＹ

ＥＸＥＣＴ

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ５

Ｆ４

Ｆ６

２３．１ 画像領域の選択
Ｆ１を押すと印刷または保存する画像の範囲を選択することができます。

ＷＨＯＬＥ: 画面全体を印刷または保存します。
ＳＰＥＣＴ: スペクトル画面部分だけを保存または印刷します。

２３．２ プリンタによるハードコピー
本機にプリンタ（オプション）を接続した状態で、Ｆ２を押すと、２３．１で選択した領域を印刷することがＦ３を押すと、２３．１で選択した領域をビットマップ（ＢＭ

できます。

２３．３ ＵＳＢメモリへの画像保存
本機にＵＳＢメモリ（別売り）を接続した状態で、Ｐ）形式でＵＳＢメモリに保存されます。ファイル名は自動的に番号がつけられて"MSA_001.bmp" などと記録されます。ラベル領域に文字が入力されている場合は、それをファイル名として参照しかつ番号を自動的に付与
し、”LABEL_001.bmp”などと記録されます。これらのファイルは、”MSAIMG”というフォルダが自動的に生成され、そこに記録されます。
画面のカラー・モノクロ等の設定は『２１．画面コントロール』を参照してください。

２３．４ ＵＳＢメモリへの内部データの一括コピー
本機にＵＳＢメモリ（別売り）を接続した状態でＦ５を押すと、ＳＡＶＥ／ＬＯＡＤ機能により本機の内部メモ

リに保存されているデータを一括してＵＳＢメモリに転送します。これらのファイルは、”MSASVLDI”というフォルダが自動的に生成されそこに記録されます。

－72－

２３．５ ＵＳＢプリンタ （オプション）
オプションのプリンタを使用する時はＵＳＢケーブルＭＩ４００（オプション）を下図のように接続します。
ＵＳＢケーブルＭＩ４００を本機のＵＳＢ Ａ端子とプリンタのＵＳＢ Ｂ端子に接続してください。

ＭＩ４００
USB Ｂ端子USB Ａ端子プリンタ注） 本機の電源をＯＮした後にプリンタの電源をＯＮにして下さい。
順番を違えると正常に動作しません。

２３．６ ＵＳＢメモリの装着
市販のＵＳＢメモリを本機のＵＳＢ Ａ端子に接続してください。下図参照。

注） 本器の電源がＯＮ状態でＵＳＢメモリを抜き取って再装着した時はＵＳＢメモリを再認識させてください。
再認識方法は「１８．１ 記録デバイスの選択」を参照してください。

－73－

２４． 補助機能＜UTIL＞
UTIL

を押し以下のファンクションメニューに切り換えます。

ＬＡＢＥＬ

ＭＥＮＵ

ＢＵＺＺＥＲＣＬＯＣＫ

ＳＹＳＴＥＭＯＦＦ

ＡＬＷＡＹＳＣＯＮＦＩＧ

ＩＮＦＯ

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ１

Ｆ６

●補助機能を選択します。
Ｆ１

ラベル機能

： ラベル表示エリアに任意の文字を入力できます（最長１６文字）。

Ｆ２

メニューオフ： ファンクションメニューと、アクティブエリアの表示を消去します。

Ｆ３

ブザー設定

： ブザーの鳴る条件設定を行います。

Ｆ４

時計機能設定 ： 本機内蔵の時計機能の設定を行います。

Ｆ５

本体情報

： ファームバージョン、ＤＳＰバージョン、シリアルナンバー、筐体温度を表示します。

２４．１ ラベル機能
を押し以下のファンクションメニューに切り換えます。

Ｆ１

UTIL

０１２

aｂｃ

Ｆ１

１．

Ｆ１

ＡＢＣ

Ｆ２

～

＠％＊

Ｆ３

ＢＡＣＫ ＳＰ

ＥＮＴＥＲ

＜－

－＞

Ｆ５

Ｆ６

Ｆ４

で、入力する文字の種類を選択します。

Ｆ４

Ｆ１

０１２

： ０～９

（数字）

Ｆ２

ａｂｃ

： a～ｚ

（英小文字）

Ｆ３

ＡＢＣ

： A～Z

（英大文字）

Ｆ４

＠％＊ ：！”＃＄％＆’（ ）＋、－ . ／：；＜＝＞？＠ [ \ ] ^_－74－

（記号文字）

２． ラベル表示エリアの１文字分が反転表示されます。
をまわして、反転表示されている１文字を、数字、英小文字、英大文字、記号文字と置き換える
ことができます。
３．

Ｆ６で、反転部分が１文字分右へ移動します。入力文字が決定されます。

４．

Ｆ５で、反転部分が１文字分左へ移動します。 それまで反転していた部分はスペースになります。

つづけてこのキーを押すことにより、文字を連続して消去できます。
５．

Ｆ５

と

Ｆ６

で反転部分を左右に移動させ、文字入力位置を決定できます。

その後、

Ｆ１

～

Ｆ４

を押せば、その時点の反転部分に文字入力ができます。

２４．２ メニューオフ
を押すと、ファンクションメニューとアクティブエリアの表示が消えます。

Ｆ２

新たな設定を行うには、

Ｆ１

～

Ｆ６

以外のキーを押してください。

２４．３ ブザー設定を押すと、キーやエンコーダを操作した時のブザー音の鳴る条件を設定できます。

Ｆ３

このキーを押すたびに、以下の３つの状態が順次選択されます。
OFF： ブザーは鳴りません

ALARM： 設定に不都合が生じた時、警告音としてブザーが鳴ります。通常の操作では鳴りません。

ALWAYS ： 操作の都度ブザーが鳴ります。
※ バッテリ動作時にバッテリの電圧が低くなると、ブザーが鳴ります。
（ブザー設定がＯＦＦに設定されていても鳴ります。）－75－

２４．４ 時計の設定
UTIL

を押し以下のファンクションメニューに切り換えます。

Ｆ４

ＹＥＡＲ

ＭOＮＴＨ

ＤＡＴＥ

ＨＯＵＲ

ＭＩＮ

０８

１

３０

２３

５０

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

ＥＮＴＥＲ

Ｆ６

本機は、画面の下部に、年月日時刻を表示しています（『４．画面の説明』参照）。
本機を使い始める際は、年月日時刻を設定してください。
以後電源をオフにしても、時刻情報は更新されます。

１．

により、

Ｆ１

～

Ｆ４

で選択された項目の値が変化し、各メニューの下段に数値

または／が表示されます。
２．

３．

Ｆ１

年を入力します。西暦の下二桁が表示されます。００～９９の範囲で設定できます。

Ｆ２

月を入力します。

Ｆ３

日を入力します。

Ｆ４

時間を入力します。２４時間表記となります。

Ｆ５分を入力します。

Ｆ６を押すことにより、２．の値が確定します。このキーを押さないと設定は変更されません。

※ 本機の時計機能は専用 LSI によって駆動しており、その電源は内蔵リチウム電池から供給されます。

－76－

２５．ＵＳＢデバイス機能
２５．１ 概要
本機は、A タイプと B タイプの二つの USB コネクタを実装しています。A タイプは USB メモリ、プリンタなどの USB デバイス
機器を接続し動作させる USB ホストとして機能します。B タイプは PC に接続し本機を USB デバイスとして動作させるものです。本章ではデバイス機能に関して説明いたします。
USB A 端子を用いた機能は『２３．画像データの保存と印刷』を参照してください。

２５．２ 接続方法
USB インタフェースを使用するときは、USB ケーブルＭＩ400（オプション）を下図のように接続します。

ＭＩ４００

USB A 端子USB B 端子２５．３ ドライバソフトのインストール
本機をＰＣからＵＳＢでリモートコントロールするためには、専用のドライバソフトをお使いになるＰＣにインストールする必要があります。
ドライバのインストールをするにあたり、まず USB ドライバをダウンロードします。
当社ウェブサイトのダウンロードサイトより USB ドライバをダウンロードしてください。
USB ドライバのダウンロードサイト
http://www.micronix-jp.com/Products/download/download.htmlにありますファイルをダウンロードしてください。
Ｚｉｐファイルを解凍してください。
ダウンロードしたファイルを解凍しましたら、本機と PC を USB ケーブルで繋いで本機の電源を入れます。
本機の電源が入ると PC 画面上に USB ドライバ検出ウィザードが起動しますので、ウィザードに従って
インストールを行ってください。

－77－２５．４ コマンド説明※ コマンドの末尾には全て｢ＣＲ（０Ｄ［ＨＥＸ］）＋ＬＦ（０A［ＨＥＸ］）｣が付きます。ＰＣからコマンドを送信すると、ＭＳＡ
５３８（Ｅ／ＴＧ）／ＭＳＡ５５８（Ｅ）はレスポンスを返します。レスポンスは「“ＯＫ”＋ＣＲ＋ＬＦ」、「“ＥＲＲ”＋ＣＲ＋Ｌ
Ｆ」、「“（コマンドに対する返答）”＋ＣＲ＋ＬＦ」があります。
注意：ＰＣからコマンドを送信する時は、ＭＳＡ５３８（Ｅ／ＴＧ）／ＭＳＡ５５８（Ｅ）からのレスポンスを確認してから次のコマンドを送信する様にプログラムしてください。送信時間が長くなったり、通信エラーの原因になります。
※ 各コマンドは『＊＊』の代わりに『？』を入力することにより、現在の設定値が返ってきます。
（「・・・要求」というコマンドと、校正データ入力のコマンドを除く）
１） センター周波数の設定
コマンド：ＦＲＥＱ＊＊＊＊＊＊＊（＊＊＊＊＊＊＊＝『２５．５ 周波数入力』参照）
２） セットマーカの要求
コマンド：ＦＲＥＱＳＥＴＭＫＲ※ 現在のマーカ位置の周波数をセンター周波数に設定します。

３） 周波数スパンの設定
コマンド：ＳＰＡＮ＊＊＊＊
リアルタイムモード：（＊＊＊＊＝２０Ｋ／５０Ｋ／１００K／２００Ｋ／５００Ｋ／１Ｍ／２Ｍ／５Ｍ／１０Ｍ／２０Ｍ［単位：Ｈｚ］ ）掃引モード
ＭＳＡ５３８（Ｅ／ＴＧ）：（＊＊＊＊＝ＺＥＲＯ／１００K／２００Ｋ／５００Ｋ／１Ｍ／２Ｍ／５Ｍ／１０Ｍ／２０Ｍ／５０Ｍ／１００Ｍ／２００M／５００Ｍ／１Ｇ／２Ｇ／ＦＵＬＬ［単位：Ｈｚ］ ）ＭＳＡ５５８（Ｅ）：（＊＊＊＊＝ＺＥＲＯ／１００K／２００Ｋ／５００Ｋ／１Ｍ／２Ｍ／５Ｍ／１０Ｍ／２０Ｍ／５０Ｍ／１００Ｍ／２００Ｍ／５００Ｍ／１Ｇ／２Ｇ／５Ｇ／ＦＵＬＬ［単位：Ｈｚ］ ）４） 基準レベルの設定※ ｄＢｍ以外の単位では、

コマンド：ＲＥＦ＊＊＊『１０．７ 単位毎の基準レベル設定範囲』の換算式（＊＊＊＝－６０～１０［１ステップ、単位：ｄＢｍ］ ）を使用してｄＢｍに換算して入力して下さい。

５） 基準レベルの単位の設定

コマンド

単位

コマンド：ＵＮＩＴ＊＊＊

ＤＢＭ

ｄＢｍ

（＊＊＊＝ＤＢＭ／ＤＢＵＶ／ＤＢＭＶ／ＤＢＶ）

ＤＢＵＶ

ｄＢμＶ

ＤＢＭＶ

ｄＢｍＶ

ＤＢＶ

ｄＢＶ

６） ＲＢＷの設定
コマンド：ＲＢＷ＊＊＊＊

ＭＳＡ５３８／５３８ＴＧ／５５８（＊＊＊＊＝３００／１Ｋ／３Ｋ／１０Ｋ／３０Ｋ／１００Ｋ／３００Ｋ／１Ｍ／３Ｍ／AUTO／ＡＬＬ［単位：Ｈｚ］）
ＭＳＡ５３８Ｅ／５５８Ｅ（＊＊＊＊＝３００／１Ｋ／３Ｋ／１０Ｋ／３０Ｋ／１００Ｋ／３００Ｋ／１Ｍ／３Ｍ／９ＫＥ／１２０ＫＥ／１ＭＥ／AUTO／ＡＬＬ［単位：Ｈｚ］）（ＡＬＬ：ＲＢＷ，ＶＢＷ，ＳＷＥＥＰがＳＰＡＮに対応して最適値に自動的に設定されます
ＡＵＴＯ： ＲＢＷがＳＰＡＮに対応して最適値に自動的に設定されます）－78－

７） ＶＢＷの設定
コマンド：ＶＢＷ＊＊＊＊（＊＊＊＊＝１００／３００／１Ｋ／３Ｋ／１０Ｋ／３０Ｋ／１００Ｋ／３００Ｋ／１Ｍ／３Ｍ／
ＡＵＴＯ／ＡＬＬ［単位：Ｈｚ］ ）(ＡＵＴＯ， ＡＬＬ： ６)と同様
８） メジャリング機能の開始／停止
コマンド：ＭＥＡＳ＊＊＊（＊＊＊＝ＣＰ／ＡＣＰ／ＯＢＷ／
ＥＦ／ＭＦ／ＯＦＦ）
９） メジャリング結果の要求
コマンド：ＭＥＡＳＲＥＳ※ 返ってくるデータ例

コマンド

メジャリング機能ＣＰ

チャネルパワー測定

ＡＣＰ

隣接チャネル漏洩電力測定

ＯＢＷ

周波数帯域幅測定

ＥＦ

電界強度測定ＭＦ

磁界強度測定ＯＦＦ

オフ

チャネルパワー測定の場合・・・ POW：－２５．５ｄＢｍ
隣接チャンネル漏洩電力測定の場合・・・ Ｌ：－４７．７ｄＢｃ Ｕ：－４８．３ｄＢｃ
周波数帯域幅測定の場合・・・ Ｃ：１．４５Ｇ Ｗ：２０．００ｋ１０） チャネルパワー測定のモード設定
コマンド：ＣＰＭＯＤＥ＊＊＊＊＊（＊＊＊＊＊＝ＴＯＴＡＬ／ＢＡＮＤ）

コマンド

モード

ＴＯＴＡＬ

画面全体の電力を測定

ＢＡＮＤ

設定したゾーン内の電力を測定

１１） チャネルパワー測定のゾーンセンター周波数設定
コマンド：ＣＰＣＮＴＲ＊＊＊＊＊＊＊（＊＊＊＝０～５００ ： 画面位置、センターは２５０）１２） チャネルパワー測定のゾーン幅設定
コマンド：ＣＰＷＩＤＴＨ＊＊＊＊＊＊＊（＊＊＊＝０～５００ ： 画面位置、センターは２５０）１３） チャンネルパワー測定対象設定
コマンド：ＣＰＰＯＷＥＲ＊＊＊（＊＊＊＝ＳＵＭ／ＡＶＧ）
１４） 隣接チャネル漏洩電力測定のモード設定

コマンド

モード

コマンド：ＡＣＰＭＯＤＥ＊＊＊＊＊ＴＯＴＡＬ

ＴＯＴＡＬ（トータルパワー法）（＊＊＊＊＊＝ＴＯＴＡＬ／ＢＡＮＤ／ＰＥＡＫ）

ＢＡＮＤ

ＢＡＮＤ（帯域内法）

ＰＥＡＫ

ＰＥＡＫ（基準レベル法）

１５） 隣接チャネル漏洩電力測定のバンドオフセット設定
コマンド：ＡＣＰＯＦＳ＊＊＊＊＊＊＊（＊＊＊＝０～５００ ： 画面位置、センターは２５０）－79－１６） 隣接チャネル漏洩電力測定のバンド幅設定
コマンド：ＡＣＰＣＨＢＷ＊＊＊＊＊＊＊（＊＊＊＝０～５００ ： 画面位置、センターは２５０）１７） 隣接チャネル漏洩電力測定のリファレンスバンドセンター周波数設定
コマンド：ＡＣＰＲＥＦ＊＊＊＊＊＊＊（＊＊＊＝０～５００ ： 画面位置、センターは２５０）１８） 隣接チャネル漏洩電力測定のリファレンスバンド幅設定
コマンド：ＡＣＰＲＥＦＢＷ＊＊＊＊＊＊＊（＊＊＊＝０～５００ ： 画面位置、センターは２５０）１９） 周波数帯域幅測定のモード設定
コマンド：ＯＢＷＭＯＤＥ＊＊（＊＊＝Ｎ％／ＤＢ）

コマンド

モード

Ｎ％

Ｎ％ ＰＯＷＥＲモードＤＢ

ＸｄＢ ＤＯＷＮモード２０） 周波数帯域幅測定のＮ％ＲＡＴＩＯ設定
コマンド：ＯＢＷＲＡＴＩＯ＊＊＊（＊＊＊＝８０．０～９９．９［０．１ステップ、単位：％］ ）２１） 周波数帯域幅測定のＸｄＢＤｏｗｎ設定
コマンド：ＯＢＷＤＢ＊＊＊（＊＊＊＝０．１～８０．０［０．１ステップ、単位：ｄＢ］ ）２２） 電界強度測定のアンテナ設定

コマンド

アンテナ

コマンド：ＥＦＡＮＴ＊＊＊＊

Ｍ４０１

Ｍ４０１用設定（＊＊＊＊＝Ｍ４０１／Ｍ４０２／Ｍ４０３／

Ｍ４０２

Ｍ４０２用設定

Ｍ４０４／Ｍ４０５／Ｍ４０６／Ｍ４０７／

Ｍ４０３

Ｍ４０３用設定

Ｍ３０８／Ｍ３０９／ＵＳＥＲ）

Ｍ４０４

Ｍ４０４用設定

Ｍ４０５

Ｍ４０５用設定

Ｍ４０６

Ｍ４０６用設定

Ｍ４０７

Ｍ４０７用設定

Ｍ３０８

Ｍ３０８用設定

Ｍ３０９

Ｍ３０９用設定

ＵＳＥＲ

ユーザオリジナル設定

２３） 電界強度測定のオリジナル校正データの転送
コマンド：ＥＦＵＳＥＲ＊＊＊＊＊※ 詳細は『２５．７ オリジナル校正データの書き込み』を参照してください。
２４） 磁界強度測定のプローブ設定
コマンド：ＭＦＰＲＯＢＥ＊＊＊＊（＊＊＊＊＝ＣＰ２Ｓ／ＭＭＰ５００／

コマンド

プローブ

ＣＰ２Ｓ

ＣＰ‐２ＳA 用設定

ＭＭＰ５００

ＭＭＰ５００用設定

ＵＳＥＲ／ＵＳＥＲＢ）

ＵＳＥＲ

ユーザオリジナル設定ＣＰ‐２ＳA 用※ＭＭＰ５００、ＵＳＥＲＢは、

ＵＳＥＲＢ

ユーザオリジナル設定ＭＭＰ５００用

ＭＳＡ５３８Ｅ／５５８Ｅのみで使用可－80－２５） 磁界強度測定のオリジナル校正データの転送
コマンド：ＭＦＵＳＥＲ＊＊＊＊＊
コマンド：ＭＦＵＳＥＲＢ＊＊＊＊＊ （ＭＳＡ５３８Ｅ／５５８Ｅのみで使用可）※ 詳細は『２５．７ オリジナル校正データの書き込み』を参照してください。
コマンド

Ｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎ

コマンド：ＣＡＬＣ＊＊＊

ＯＦＦ

オフ

（＊＊＊＝ＯＦＦ／ＭＡＸ／ＭＩＮ／

ＭＡＸ

ＭＡＸ ＨＯＬＤＭＩＮ

ＭＩＮ ＨＯＬＤ

ＡＶＥ

ＡＶＥＲＡＧＥＯＶＲＯＶＥＲ ＷＲＩＴＥ

２６） Ｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎ開始／停止

ＡＶＥ／ＯＶＲ）
２７） ＭＡＸＨＯＬＤの回数設定
コマンド：ＭＡＸＮＯ＊＊＊＊（＊＊＊＊＝２／４／８／１６／３２／６４／１２８／２５６／５１２／１０２４／０）※ コマンド０は回数無制限２８） ＭＩＮＨＯＬＤの回数設定
コマンド：ＭＩＮＮＯ＊＊＊＊（＊＊＊＊＝２／４／８／１６／３２／６４／１２８／２５６／５１２／１０２４／０）※ コマンド０は回数無制限
２９） ＡＶＥＲＡＧＥの回数設定
コマンド：ＡＶＥＮＯ＊＊＊＊（＊＊＊＊＝２／４／８／１６／３２／６４／１２８／２５６／５１２／１０２４）３０） ＯＶＥＲＷＲＩＴＥの回数設定
コマンド：OVWＮＯ＊＊＊＊（＊＊＊＊＝２／４／８／１６／３２／６４／１２８／２５６／５１２／１０２４／０）※ コマンド０は回数無制限
３１） 表示スケールの設定
コマンド：ＳＣＡＬＥ＊＊（＊＊＝２／５／１０）３２） 掃引時間の設定

コマンド

表示スケール２

２ｄＢ/ｄｉｖ

５５ｄＢ/ｄｉｖ

１０

１０ｄＢ/ｄｉｖ

コマンド：ＳＷＥＥＰ＊＊＊＊（＊＊＊＊＝１０Ｍ／３０Ｍ／０．１Ｓ／０．３Ｓ／１Ｓ／３Ｓ／１０Ｓ／３０Ｓ／ＡＵＴＯ／ＡＬＬ）
コマンド

掃引時間

コマンド

掃引時間

１０Ｍ

１０ｍｓ

３Ｓ

３ｓ

３０Ｍ

３０ｍｓ

１０Ｓ

１０ｓ

０．１Ｓ

０．１ｓ

３０Ｓ

３０ｓ

０．３Ｓ

０．３ｓ

ＡＵＴＯ

オート

１Ｓ

１ｓ

ＡＬＬ

オールオート－81－３３） 検波モードの設定

コマンド

検波モード

コマンド：ＤＥＴ＊＊＊

ＰＯＳ

ポジティブピーク検波モード（＊＊＊＝ＰＯＳ／ＮＥＧ／ＳＭＰ）

ＮＥＧ

ネガティブピーク検波モード

ＳＭＰ

サンプル検波モード

QP

QP 検波モード（MSA538E/558E のみ）

AVG

AVG 検波モード（MSA538E/558E のみ）

３４） トリガー源の設定
コマンド：ＴＲＧ＊＊（＊＊＝INT/EXT）
３５） ＡＵＴＯＴＵＮＥの要求
コマンド：ＡＵＴＯ※ ＡＵＴＯ ＴＵＮＥ終了後、レスポンスを返します。

３６） 動作の要求
コマンド：ＨＯＬＤ／ＲＵＮ
３７） アクティブマーカの位置情報の要求
コマンド：ＭＫＲＲＥＳ
３８） マーカのモード設定

コマンド

マーカのモード

NORM
DELTA
DUAL
OFF

ノーマルマーカ
デルタマーカデュアルマーカ
オフ

コマンド：ＭＫＲ＊＊＊＊＊（＊＊＊＊＊=ＮＯＲＭ／ＤＥＬＴＡ／ＤＵＡＬ／ＯＦＦ）
３９） アクティブマーカの周波数設定（スペクトラム）
アクティブマーカの位置を周波数で設定します。
コマンド：ＮＯＲＭＭＫＲ＊＊＊＊＊＊＊（＊＊＊＊＊＊＊＝『２５．５ 周波数入力』参照）
４０） マーカの位置設定

アクティブマーカの位置をスケール内のポイント番号で設定します。
コマンド：MKRPOSI＊＊＊（＊＊＊＝０～５００ （Q 対Ⅰ：０～１０２４００） ：左端０、右端５００、１０２４００）
４１） アクティブマーカ設定
コマンド：ＭＫＲＳＥＬ＊＊＊＊＊（＊＊＊＊＊=ＲＥＦ／ＤＥＬＴＡ／Ｍ1／Ｍ2／Ⅰ／Ｑ）
４２） ピークサーチのモード設定

コマンド

ピークサーチのモード

コマンド：ＰＥＡＫ＊＊＊＊

ＮＯＲＭ

ノーマルピークサーチ（＊＊＊＊＝ＮＯＲＭ／ＺＯＮＥ）

ＺＯＮＥ

ＺＯＮＥ内ピークサーチ４３） ピークサーチの要求
コマンド：ＰＫＳＥＡＲＣＨ＊＊（＊＊＝０１／０２／０３／０４／０５／
０６／０７／０８／０９／１０／１１）４４） ピークサーチのＺＯＮＥセンター設定
コマンド：ＰＫＣＮＴＲ＊＊＊＊＊＊＊（＊＊＊＊＊＊＊＝『２５．５ 周波数入力』参照）
－82－

コマンド

マーカの移動先

０１
０２

画面内の最大ピーク位置
画面内の２番目のピーク位置

・・・

・・・

１１

画面内の１１番目のピーク位置

４５） ピークサーチのＺＯＮＥ幅設定
コマンド：ＰＫＷＩＤＴＨ＊＊＊＊＊＊＊（＊＊＊＊＊＊＊＝『２５．５ 周波数入力』参照）
４６） マーカの単位設定
コマンド：ＣＯＮＶ＊＊＊（＊＊＊＝ＤＢＭ／Ｗ／ＤＢＶ／Ｖ／ＤＢＵＶＭ／ＶＭ）

コマンド

マーカの単位

ＤＢＭ

ｄＢｍ

Ｗ

Ｗ

ＤＢＶ

ｄＢＶ

Ｖ

Ｖ

ＤＢＵＶＭ

ｄＢμＶ/ｍ４７） ハードコピーの転送要求

ＶＭ
コマンド：ＰＲＴ＊ （＊＝Ｓ／Ｗ）
ＡタイプＵＳＢコネクタに接続したオプションのプリンタが印刷します。

４８） スペクトルの転送要求
コマンド：ＳＲＳ＊＊＊＊（＊＊＊＊＝ＣＵＲＲ／０００～１９９）

Ｖ/ｍ

コマンド

転送されるスペクトル

ＣＵＲＲ

現在のスペクトル

０００

セーブデータ０００のスペクトル

・・・

・・・

１９９

セーブデータ１９９のスペクトル※ セーブされたファイルには対応する番号が付与されます。
※ 返ってくるデータは『２５．６ スペクトルデータ転送』を参照して下さい。
４９） ＵＳＢメモリに保存したスペクトルの転送要求
コマンド：ＳＲＳU＊＊＊（＊＊＊＝０００～９９９）

コマンド転送されるスペクトル０００

ＵＳＢセーブデータ０００のスペクトル

・・・

・・・

９９９

ＵＳＢセーブデータ９９９のスペクトル※ セーブされたファイルには対応する番号が付与されます。
※ 返ってくるデータは『２５．６ スペクトルデータ転送』を参照して下さい。
５０） スペクトル１００１データの転送要求
コマンド：ＳＲＳＦ※ 返ってくるデータは『２５．６ スペクトルデータ転送』を参照して下さい。
５１） プリセットの要求
コマンド：ＰＲＥＳＥＴ
５２） リモート制御の設定
コマンド：ＲＥＭＯＴＥ＊＊＊（＊＊＊＝ＯＮ／ＯＦＦ）

コマンド

リモート制御ＯＮ

本体のキー、エンコーダ操作を受け付けなくなります。
ＵＳＢコマンドで操作して下さい。

ＯＦＦ

本体のキー、エンコーダ操作を受け付けます。
ＵＳＢコマンドでも操作できます。

※ リモート操作ＯＮ時は、本体の動作表示エリアに「ＲＥＭＯＴＥ」と表示されます。
〔詳しくは『４．画面の説明』参照〕－83－５３） シングル掃引
コマンド：ＣＡＰＴ※ コマンドを送ると、一回だけ掃引してＨOLD 状態になります。

５４） 基準レベルのオフセットの設定
コマンド：ＯＦＦＳＥＴ＊＊＊＊＊（＊＊＊＊＊＝－５０．０～５０．０［０．１ステップ、単位：ｄＢ］）
５５） 入力インピーダンス補正の設定

コマンド

オフセットレベル５０

オフセットレベルが０ｄＢになります。

７５

オフセットレベルが５．７ｄＢになります。

コマンド：ＩＭＰ＊＊（＊＊＝５０／７５）

入力インピーダンスを切り替えると上の表のようにオフセットレベルが一定の値に設定されます。
※ “７５”選択時は、入力コネクタにインピーダンス変換器ＭＡ３０８（オプション）を付けてください。
５６） 保存されたスペクトル、設定値のクリア
コマンド：ＭＣＬＲ＊＊＊（＊＊＊＝ＡＬＬ／０００～１９９）
内部メモリのみ有効

コマンド

クリアされるデータＡＬＬ保存されている全て

０００

格納先番号０００のデータ

・・・

・・・

１９９

格納先番号１９９のデータ

５７） LABEL 文字の設定
コマンド：ＬＢＬ＊＊＊（＊＊＊＝最大 16 文字の文字列）
５８） 時刻の設定
コマンド：ＣＬＣ＊＊＊（＊＊＊＝aabbccdd ; aa: 西暦の下二桁、bb: 月(０１－１２)、cc:時間(００－２３)、 dd:分（００－５９）５９） T.G.の設定
コマンド：ＴＧ＊＊（＊＊＝ＯＮ／ＯＦＦ）
６０） ノーマライズの設定
コマンド：ＮＯＲＭ＊＊（＊＊＝ON／OFF）
６１） ＨＯＬＤ／ＲＵＮのトグル
コマンド：ＨＯＬＤＲＵＮ
６２） セーブ・ロードデバイスの設定
コマンド：ＤＥＶ＊＊＊（＊＊＊＝ＭＥＭ／ＵＳＢ）－84－

６３） スプリアスフリーモード設定
コマンド：ＳＰＲ＊＊＊（＊＊＊＝ＯＮ／ＯＦＦ）
６４） ノイズ測定の単位設定
コマンド：ＮＨＵＮＩＴ＊＊＊＊（＊＊＊＊＝ＤＢＭ／ＤＢＵＶ／ＤＢＭＶ／ＤＢＶ）
６５） ノイズ測定の帯域幅設定
コマンド：NHBW＊＊＊＊（＊＊＊＊＝１／３／１０／３０／１００／３００／１Ｋ／３Ｋ／１０Ｋ／３０Ｋ／１００Ｋ／３００Ｋ／１Ｍ／３Ｍ）
６６） アッテネータの値の要求
コマンド：ＡＴＴ
６７） 温度の値の要求
コマンド：ＴＥＭＰ
６８） ファームウェアバージョンナンバの要求
コマンド：ＶＥＲ
６９） シグナルアナライザの型の要求
コマンド：ＴＹＰＥ
７０） 掃引モード/リアルタイムモードの設定
コマンド：ＳＰＡ＿ＭＯＤＥ＿＊＊＊（＊＊＊＝ＳＷＰ／ＲＴ）
７１） リアルタイムモードのトリガソースの設定
コマンド：ＲＴ＿ＴＲＧ＿ＳＲＣ＿＊＊＊（＊＊＊＝ＦＲＥＥＲＵＮ／ＩＦ／ＰＯＷ／ＥＸＴ）
７２） リアルタイムモードのトリガスロープの設定
コマンド：ＲＴ＿ＴＲＧ＿ＳＬＯＰＥ＿＊（＊＝Ｐ／Ｍ）※（Ｐ：＋， Ｍ：－）－85－

７３） リアルタイムモードのトリガ位置の設定
コマンド：ＲＴ＿ＴＲＧ＿ＰＯＳＩＴ＿＊＊＊（＊＊＊＝０／２５／５０／７５／１００［２５ステップ、単位：％］）
７４） リアルタイムモードの IF トリガレベルの設定
コマンド：ＲＴ＿ＴＲＧ＿ＩＦ＿＊＊＊（＊＊＊＝１～１００［１ステップ、単位：％］）
７５） リアルタイムモードのパワートリガレベルの設定
コマンド：ＲＴ＿ＴＲＧ＿ＰＯＷ＿＊＊＊（＊＊＊＝－４０～０［１ステップ、単位：ｄＢ］）
７６） リアルタイムモードのトリガチャンネルの設定
コマンド：ＲＴ＿ＴＲＧ＿ＣＨ＿＊＊＊（＊＊＊＝ＡＬＬ／１／２／３／４／５）※ＡＬＬ：すべてのチャネル

７７） リアルタイムモードのトリガの単一／連続設定
コマンド：ＲＴ＿ＴＲＧ＿ＳＣＡＮ＿＊＊＊＊＊（＊＊＊＊＊＝ＳＩＮＧＬＥ／ＣＯＮＴ）※ＳＩＮＧＬＥ：単一，ＣＯＮＴ：連続７８） リアルタイムモードの解析範囲の IQ データ送信要求
コマンド：ＲＩＱ＿ＡＮＬ
７９） リアルタイムモードのアクイジション範囲の IQ データ送信要求
コマンド：ＲＩＱ＿ＡＣＱ８０） リアルタイムモードのメイン測定モードの選択
コマンド：ＡＮＬ＿ＭＡＩＮ＿＊＊＊（＊＊＊＝ＳＰＥＣ／ＳＰＧＭ／ＯＶＲ／ＰＷＴ／ＦＱＴ／ＰＨＴ／ＩＱＴ／ＱＶＩ）
コマンド

モード

ＳＰＥＣ

スペクトル測定

ＳＰＧＭ

スペクトログラム測定

ＯＶＲ

オーバーライト測定

ＰＷＴ

タイムドメイン測定のパワー 対 時間

ＦＱＴ

タイムドメイン測定の周波数 対 時間

ＰＨＴ

タイムドメイン測定の位相 対 時間

ＩＱＴ

タイムドメイン測定のＩＱ 対 時間

ＱＶＩ

タイムドメイン測定のＱ 対 Ｉ 極座標－86－８１） リアルタイムモードのサブ測定モードの選択
コマンド：ＡＮＬ＿ＳＵＢ＿＊＊＊（＊＊＊＝ＳＰＧＭ／ＰＷＴ）
コマンド

モード

ＳＰＧＭ

スペクトログラム測定

ＰＷＴ

タイムドメイン測定のパワー 対 時間

８２） リアルタイムモードのアクイジションフレーム数の指定
コマンド：ＡＣＱ＿ＦＲＭ＿＊＊＊＊＊（＊＊＊＊＊＝１～１６３８３［１ステップ、単位：フレーム］）
８３） リアルタイムモードの解析開始フレームの指定
コマンド：ＳＴＴ＿ＦＲＭ＿＊＊＊＊＊（＊＊＊＊＊＝１～１６３８３［１ステップ、単位：フレーム］）
８４） リアルタイムモードの解析フレーム数の指定
コマンド：ＡＮＬ＿ＦＲＭ＿＊＊＊
Ｑ対Ｉ極座標モードのとき（＊＊＊＝１～１００［１ステップ、単位：フレーム］）
Ｑ対Ｉ極座標モード以外のとき（＊＊＊＝１～５００［１ステップ、単位：フレーム］）
８５） オーバーライト蓄積フレーム数の指定
コマンド：ＯＶＲ＿ＦＲＭ＿＊＊＊＊（＊＊＊＊＝２００／５００／１０００／２０００／５０００／０［単位：フレーム］） ※０：無限大８６) 解析範囲の IQ データを USB メモリに保存
コマンド：SAVEIQ_ANL８７) アクイジション範囲の IQ データを USB メモリに保存
コマンド：SAVEIQ_ACQ
８８) USB メモリから解析範囲に IQ データをロード
コマンド：LOADIQ_ANL（最大５００フレーム）８９） ＩＱデータのセーブ完了かどうかの状態問い合わせコマンド：ＲＴ＿ＳＴＯＲＥ※ 返ってくるデータは、 ０：完了，１：セーブ中－87－

２５．５ 周波数入力
上記『２５．４ コマンド説明』で（＊＊＊＊＊＊＊＝『２５．５ 周波数入力』参照）とあるものは、下記のように周波数を入力します。
＊＊＊＊＊＊＊＝０．０ｋ～９９９．９ｋ（０．１ステップ、単位：Ｈｚ）
０．００００Ｍ～９９９．９９９９Ｍ（０．０００１ステップ、単位：Ｈｚ）
ＭＳＡ５３８（Ｅ／ＴＧ）： ０．０００００００Ｇ～３．３Ｇ（０．００００００１ステップ、単位：Ｈｚ）
ＭＳＡ５５８（Ｅ）： ０．０００００００Ｇ～８．５Ｇ（０．００００００１ステップ、単位：Ｈｚ）※ 但し、オフセット周波数とゾーン幅は、センター周波数と周波数スパンによって決められた範囲内での入力となり、それ以外はエラーとなります。
※ オフセット周波数とゾーン幅は、周波数スパンを変更することで値が変わります。

２５．６ スペクトルデータ転送
スペクトルデータは、カンマ区切りの数字文字列として出力されます。単位はｄＢｍで、小数点以下は２桁です。
**.**, **.**, ……, **.**●データ内容
文字列

説明

例

ＳＰＥＣＴ

次の行からのデータがスペクトルデータである事を意味します。

ＳＰＥＣＴ＊＊，＊＊，・・・

スペクトルデータです。各数値データーが「，」で区切られ１０個で一 -102.01，-102.03，・・・，
行、全部で５１行（５０１個）のデータです。スペクトル１００１データ転 ・・・，
送の場合は全部で１０１行（１００１個）になります。

＊） ＴＲＡＣＥコマンドでもＳＰＥＣＴコマンドと同様の動作をします。

－88－-110.12，

２５．７ オリジナル校正データの書き込み
電界強度測定で、オプションのアンテナでなくお客様で用意されたアンテナを使用する場合と、磁界強度測定で、オプションの磁界プローブでなくお客様で用意された磁界プローブを使用する場合は、本機にアンテナもしくは
磁界プローブの校正データを書き込む必要がありますので、下記要領に従って校正データの書き込みを行ってください。ＰＣソフトウェアＭＡＳ５００（オプション）を使用する方法と、お客さまで通信プログラムを用意する方法の２種類があります。
１） 準備するもの
・ USB ケーブル ＭＩ４００・ Ｗｉｎｄｏｗｓパソコン（USB インタフェース付き） ※ スペクトラムアナライザ本体のみでは書き込めません。
・ ＰＣソフトウェア ＭＡＳ５００（書き込み方法１の場合のみ）
２） 書き込みデータ
例として、アンテナＭ４０５の校正データ（アンテナゲイン）と磁界プローブＣＰ‐２ＳＡの校正データ（校正係数）を下記に示します。
・ アンテナＭ４０５校正データ（アンテナゲイン）
周波数

３００ＭＨｚ

３５０ＭＨｚ

４００ＭＨｚ

４５０ＭＨｚ

５００ＭＨｚ

アンテナゲイン

０．０ｄＢｉ

１．０ｄＢｉ

１．４ｄＢｉ

１．４ｄＢｉ０．０ｄＢｉ・ 磁界プローブＣＰ‐２Ｓ校正データ（校正係数）
周波数

１０ＭＨｚ

１００ＭＨｚ

１ＧＨｚ

２ＧＨｚ

３ＧＨｚ

校正係数

８６．７ｄＢ

６９．２ｄＢ

５０．７ｄＢ

４４．９ｄＢ

４０．１ｄＢ※ ここではデータが５点ですが、最大でアンテナ５０点、磁界プローブ１０点のデータまで入力可能です。
０Ｈｚには入力できません。
３） 書き込み方法１
ＰＣソフトウェアＭＡＳ５００（オプション）を使用した方法① 校正データをテキストファイルに書きます
パソコンの新規作成でテキストファイルを作成し、テキストエディタで開いてください。
次に、下記フォーマットで周波数と校正データをテキストファイルに書いてください。
・ フォーマット
周波数:校正データ,周波数:校正データ,周波数:校正データ,･･･例） Ｍ４０５の場合
300M:0.0DBI,350M:1.0DBI,400M:1.4DBI,450M:1.4DBI,500M:0.0DBI※ 単位は大文字で書いてください。また、周波数はＧ（ギガヘルツ）も使用できます。
② ＰＣソフトウェアＭＡＳ５００を使用して、①で作成したテキストファイルを本機に書き込みます
本機とパソコンをＭＩ４００で接続し、本機の電源を投入してください。
ソフトウェアの上部メニューから、電界強度測定の校正データなら［Ｆｉｌｅ］→［Ｗｒｉｔｅ Ｅ／Ｆ Ｕｓｅｒ Ｄａｔａ］を、磁界強度測定の校正データなら［Ｆｉｌｅ］→［Ｗｒｉｔｅ Ｍ／Ｆ Ｕｓｅｒ Ｄａｔａ］、［Ｗｒｉｔｅ Ｍ／Ｆ Ｕｓｅｒ Ｄａｔａ Ｂ］を選択してください。
次に、先ほど作成したテキストファイルを選択すると、データが書き込まれます。
※ パソコンへは専用ＵＳＢドライバをあらかじめインストールしておいてください。
（『２５．３ ドライバソフトのインストール』参照）－89－４） 書き込み方法２
ＭＡＳ５００を使用した書き込み以外の方法です。お客様に通信プログラムを用意して頂く必要があります。
① USB 通信用ソフトウェアを準備します。
本機とパソコンをＭＩ４００で接続し、本機の電源を投入してください。
② データを書き込みます。
ＵＳＢ通信ソフトウェアから下記フォーマットのデータを本機に転送してください。
・ フォーマット
電界強度測定の校正データの場合
ＥＦＵＳＥＲ周波数:校正データ,周波数:校正データ,周波数:校正データ,･･･
磁界強度測定の校正データの場合
ＭＦＵＳＥＲ周波数:校正データ,周波数:校正データ,周波数:校正データ,･･･
ＭＦＵＳＥＲＢ周波数:校正データ,周波数:校正データ,周波数:校正データ,･･･例）ＣＰ‐２ＳＡの場合
MFUSER10M:86.7DB,100M:69.2DB,1G:50.7DB,2G:44.9DB,3G:40.1DB※ 単位は大文字で書いてください。
③ 正しく書き込みが終了すると、本機から“ＯＫ”と返ってきます。
５） 使用方法① 本機のメジャリング機能を電界強度測定機能もしくは磁界強度測定機能に設定します。
電界強度測定なら［ＭＥＡＳ］→［ＥＦＳ ＡＮＴ］を選択します。
磁界強度測定なら［ＭＥＡＳ］→［ＭＦＳ ＰＲＯＢＥ］を選択します。
［Ｆ１］を押し、［Ｆ１］上部の表示が“ＵＳＥＲ”、“ＵＳＥＲ B”となるようにしてください。
これで、書き込んだ校正データでの測定が行えます。
※ 書き込んだ校正データは、電源を切っても消えません。
※ 電源を切ると、メジャリング機能から通常の測定に戻ります。
６） アンテナゲインについて
ここでのアンテナゲインとは絶対利得［ｄＢｉ］をさします。
アンテナゲインが相対利得の場合は、２．１５ｄＢを足すことで絶対利得へと変換できます。
・絶対利得［ｄＢｉ］＝相対利得［ｄＢｄ］＋２．１５ｄＢ
参考として、電界強度への変換式は下記を使用しています。
・Ｅ＝√（４８０π２×Ｐａ÷（Ｇａ×λ２））
Ｅ：電界強度［Ｖ/ｍ］ Ｐａ：受信電力［Ｗ］ Ｇａ：アンテナゲイン［倍］＝１０（アンテナゲイン［ｄＢｉ］÷１０）
λ：波長［ｍ］＝（３×１０８）÷周波数［Ｈｚ］－90－

２６．オプション■ PC ソフトウェア ＭＡＳ５００
ＭＡＳ５００は、５モデルのシグナルアナライザをＰＣから制御し、スペクトル波形を表示するソフトウェアです。
画面をそのままＢＭＰ形式で、またはスペクトル波形をＣＳＶ形式で保存することができます。

■ ロギングソフトウェア ＭＡＳ５１０
ＭＡＳ５１０は、無人監視で測定データをロギングするＰＣソフトウェアです。夜間の異常信号監視や長時間の無人
データ記録に最適です。
・指定した周波数帯域、サンプリング間隔、計測時間でロギング。
・ファイルに保存されたスペクトル波形をビデオ再生操作のように早送りや早戻し、およびリミットラインを超えた画面の頭出しができます。
・リミットラインを超えたスペクトルが発生した場合、自動的にエラー表示します。

■ ＶＳＷＲブリッジ ＭＶＳ３００Ｂ
主な仕様

周波数範囲

：

５～３０００ＭＨｚ

方 向 性

：

４０ｄＢ以上＠５０～３０００ＭＨｚ
２５ｄＢ以上＠５～５０ＭＨｚ

挿入損失

：

７ｄＢ以下＠ＳＯＵＲＣＥ－ＤＵＴ
８ｄＢ以下＠ＤＵＴ－ＲＥＦＬＥＣＴＥＤ

大

き さ

：

５０(Ｗ)×３２(Ｈ)×１１３(Ｄ)ｍｍ

重

さ

：

約２４０ｇ

コ ネ ク タ：ＳＭＡ(Ｊ)(３ポート共)■ ポータブルアンテナ Ｍ４０１～Ｍ４０７、Ｍ３０８、Ｍ３０９

詳しくは『１９．４ 電界強度測定』参照■ 磁界プローブ ＣＰ－２ＳＡ

詳しくは『１９．５ 磁界強度測定』参照■ 磁界プローブ ＭＭＰ５００

詳しくは『１９．５ 磁界強度測定』参照－91－

■ ＵＳＢプリンタ

ＡＣアダプタ、プリンタ用紙１巻付き 詳しくは『２３．画面データの保存と印刷』参照

主な仕様

印字方式

：

感熱ラインドット方式

用

紙

：

８０ｍｍ幅感熱紙

電源：

内部 単３アルカリ電池４本
外部 ７．５ＶＤＣ／３Ａ(専用ＡＣアダプタ)

大

き

さ

：

１３４(Ｗ)×６０(H)×１８０(D)ｍｍ

さ：

約４５０ｇ(本体のみ)

データ入力

：

ＵＳＢ ２．０

重■ プリンタ用紙（１０巻入り）※オプションのプリンタで使用します■ リチウムイオン電池 ＭＢ４００

７．４Ｖ／５０００ｍＡｈ 詳しくは『６．４ バッテリー取り付け』参照■ ＵＳＢケーブル ＭＩ４００

コネクタ：Ａ端子／Ｂ端子 長さ：１ｍ■ 同軸アッテネータ ＭＧ－ＸＸｄＢ
減衰誤差

モデル

ＤＣ～１２．４ＧＨｚ

１２．４ＧＨｚ～１８ＧＨｚ

ＭＧ－１ｄＢ、２ｄＢ、３ｄＢ、４ｄＢ＜±０．５ｄＢ＜±１ｄＢ

ＭＧ－５ｄＢ、６ｄＢ、７ｄＢ、８ｄＢ＜±０．７ｄＢ＜±１．２dB

ＭＧ－９ｄＢ、１０ｄＢ、１２ｄＢ、１３ｄＢ＜±１．０ｄＢ＜±１．２５ｄＢ

ＭＧ－１４ｄＢ、１５ｄＢ、２０ｄＢ＜±１．２ｄＢ＜±１．３dB

ＭＧ－３０ｄＢ＜±１．２ｄＢ＠ＤＣ～８ＧＨｚ

定格
電力

ＶＳＷＲ
＜１．１５＠ＤＣ～４ＧＨｚ＜１．２＠４～１２．４GHz＜１．３＠１２．４～１８GHz

１Ｗ＜１．２＠ＤＣ～８ＧＨｚ※コネクタ、インピーダンス：ＳＭＡ(Ｐ)/ＳＭＡ(Ｊ)、５０Ω

■ 終端器
モデル

周波数範囲

ＭＧ－５０Ｓ

ＤＣ～１８ＧＨｚ

ＭＧ－５０Ｎ

ＤＣ～８ＧＨｚＶＳＷＲ
ＤＣ～４ＧＨｚ

４～８ＧＨｚ８～１２．４ＧＨｚ

１２．４～１８ＧＨｚ

終端
電力

＜１．０８

＜１．１０

＜１．１５

＜１．２０

０．２５Ｗ

ＳＭＡ(Ｐ)２Ｗ

Ｎ(Ｐ)＜１．２＠ＤＣ～８ＧＨｚ※インピーダンス：５０Ω

－92－

コネクタ

■ 同軸ケーブル
モデル

コネクタ

長さ

周波数範囲

ＭＣ１０２

ＳＭＡ(Ｐ)／ＢＮＣ(Ｐ)１．５ｍ

ＤＣ～２ＧＨｚＭＣ２０１

ＳＭＡ(Ｐ)／ＳＭＡ(Ｐ)０．５ｍ

ＤＣ～１８．５ＧＨｚ

ＭＣ２０２

ＳＭＡ(Ｐ)／ＳＭＡ(Ｐ)３ｍ

ＤＣ～１８．５ＧＨｚ

ＭＣ２０３

ＳＭＡ(Ｐ)／ＳＭＡ(Ｐ)４ｍ

ＤＣ～１８．５ＧＨｚ

ＭＣ２０４ＳＭＡ(Ｐ)／ＳＭＡ(Ｐ)１．５ｍ

ＤＣ～１２．４ＧＨｚ

ＭＣ３０１

ＳＭＡ(Ｐ)／ＳＭＡ(Ｐ)０．５ｍ

ＤＣ～１０ＧＨｚ

ＭＣ３０２

ＳＭＡ(Ｐ)／ＳＭＡ(Ｐ)１ｍ

ＤＣ～１０ＧＨｚ

ＭＣ３０３

ＳＭＡ(Ｐ)／ＳＭＡ(Ｐ)１．５ｍ

ＤＣ～１０ＧＨｚ

ＭＣ３０４

ＳＭＡ(Ｐ)／Ｎ(Ｊ)０．２ｍ

ＤＣ～４ＧＨｚＭＣ３０５

ＳＭＡ(Ｐ)／Ｎ(Ｐ)０．２ｍ

ＤＣ～４ＧＨｚＭＣ３０６

ＳＭＡ(Ｐ)／ＢＮＣ(Ｊ)０．２ｍ

ＤＣ～２ＧＨｚＭＣ３０７

ＳＭＡ(Ｐ)／ＢＮＣ(Ｐ)０．２ｍ

ＤＣ～２ＧＨｚＭＣ３０８

Ｎ(Ｐ)／Ｎ(Ｐ)０．５ｍ

ＤＣ～１０ＧＨｚ

ＭＣ３０９

Ｎ(Ｐ)／Ｎ(Ｐ)１ｍ

ＤＣ～１０ＧＨｚ

ＭＣ３１０

Ｎ(Ｐ)／Ｎ(Ｐ)１．５ｍ

ＤＣ～１０ＧＨｚ

ＭＣ３１１

Ｎ(Ｐ)／ＳＭＡ(Ｊ)０．２ｍ

ＤＣ～１０ＧＨｚ

ＭＣ３１２

Ｎ(Ｐ)／ＢＮＣ(Ｊ)０．２ｍ

ＤＣ～２ＧＨｚ

ＭＣ３１３

Ｎ(Ｐ)／ＢＮＣ(Ｐ)０．２ｍ

ＤＣ～２ＧＨｚ

ＭＣ３１４

ＢＮＣ(Ｐ)／ＢＮＣ(Ｐ)１．５ｍ

ＤＣ～２ＧＨｚ※インピーダンス：５０Ω

■ 変換アダプタ
モデル

コネクタ

インピーダンス

周波数範囲

ＭＡ３０１

ＢＮＣ(Ｐ)／ＢＮＣ(Ｊ)５０Ω／７５Ω

ＤＣ～２ＧＨｚ

ＭＡ３０２

ＢＮＣ(Ｐ)／Ｎ(Ｊ)７５Ω／７５Ω

ＤＣ～１．８ＧＨｚ

ＭＡ３０３

ＢＮＣ(Ｐ)／Ｎ(Ｐ)７５Ω／７５Ω

ＤＣ～１．８ＧＨｚ

ＭＡ３０４

ＢＮＣ(Ｐ)／Ｆ(Ｊ)７５Ω／７５Ω

ＤＣ～１．８ＧＨｚ

ＭＡ３０５

ＢＮＣ(Ｐ)／Ｆ(P)７５Ω／７５Ω

ＤＣ～１．８ＧＨｚ

ＭＡ３０６

Ｎ(Ｐ)／ＳＭＡ(Ｊ)５０Ω／５０Ω

ＤＣ～１２．４ＧＨｚ

ＭＡ３０７

Ｎ(Ｐ)／ＢＮＣ(Ｊ)５０Ω／５０Ω

ＤＣ～２ＧＨｚ

ＭＡ３０８

Ｎ(Ｐ)／ＢＮＣ(Ｊ)５０Ω／７５Ω

ＤＣ～２ＧＨｚ

ＭＡ３０９

Ｎ(Ｊ)／ＢＮＣ(Ｐ)５０Ω／５０Ω

ＤＣ～２ＧＨｚ－93－

２７．基本性能試験 (MSA538/538E/538TG/558/558Ｅ)
品質を保つために、定期的な性能試験をお勧め致します。本項目では、基本性能試験方法及び規格を記載します。
基本性能試験の結果、問題が発見された場合や正式な試験が必要な場合は、購入代理店又は弊社へご連絡下さい。
「接続図」
校正用受信機スペクトラムアナライザ校正装置
ＭＳＡ５３８(E/TG)/５５８（E）

２７．１ 周波数特性
ＭＳＡ５３８(E/TG)/５５８（E）の各周波数での電力表示値が－１５ｄＢｍになるようにスペクトラムアナライザ校正装置（以下、校正装置とします。）の出力レベル調整を行い、校正用受信機（マイクロ波電力計等）で絶対値を測定します。

ＭＳＡ５３８(E/TG)/５５８（E）の設定
センター周波数
周波数スパン
ＲＢＷ
１０MＨｚ
１０MＨｚ
３MＨｚ
１００MＨｚ
１０MＨｚ
３MＨｚ
１ＧＨｚ
１０MＨｚ
３MＨｚ
２ＧＨｚ
１０MＨｚ
３MＨｚ
３．３ＧＨｚ１０MＨｚ
３MＨｚ
６．２GHz ※1
１０MHz
３MHz
８．５GHz ※1
１０MHz
３MHz

規格

測定値

判定

基準±１．０ｄＢ±１ドット以内
基準
基準±１．０ｄＢ±１ドット以内
基準±１．０ｄＢ±１ドット以内
基準±１．０ｄＢ±１ドット以内
基準±１．０ｄＢ±１ドット以内
基準±１．０ｄＢ±１ドット以内※1 ＭＳＡ５５８（E）のみ● ＭＳＡ５３８(E/TG)/５５８（E）の設定
基準レベル： －１５ｄＢｍ
ＶＢＷ： １ＭＨｚ
掃引時間
： １ｓ
検波モード
： ＳＭＰＬ
表示スケール ： ２ｄＢ/ｄｉｖ● 校正装置の設定
周波数：
ＭＳＡ５３８(E/TG)/５５８（E）のセンター周波数
出力電力 ： ＭＳＡ５３８(E/TG)/５５８（E）の電力表示を－１５ｄＢｍに合わせる。

－94－

２７．２ 基準レベル確度
ＭＳＡ５３８(E/TG)/５５８（E）のピークレベルが上から０ｄｉｖ目になるように校正装置の出力レベル調整を行い、校正用受信機（マイクロ波電力計等）で絶対値を測定します。
ＭＳＡ５３８(E/TG)/５５８（E）の設定
基準レベル＋１０ｄＢｍ０ｄＢｍ－１０ｄＢｍ
－１５ｄＢｍ－２０ｄＢｍ－３０ｄＢｍ－４０ｄＢｍ

規格

測定値

判定

±１．４ｄＢ±１ドット以内±１．４ｄＢ±１ドット以内±１．４ｄＢ±１ドット以内±０．８ｄＢ±１ドット以内±１．４ｄＢ±１ドット以内±１．４ｄＢ±１ドット以内±１．４ｄＢ±１ドット以内※ －１５ｄＢｍ以外の基準レベルには、入力減衰器切換誤差が含まれます。

● ＭＳＡ５３８(E/TG)／５５８（E）の設定
センター周波数：
１００ＭＨｚ周波数スパン
：
１０ＭＨｚ
ＲＢＷ
：
３ＭＨｚ
ＶＢＷ
：
１ＭＨｚ
掃引時間
：
１ｓ
検波モード
：
ＳＭＰＬ
表示スケール：
２ｄＢ/ｄｉｖ● 校正装置の設定
周波数：
１００ＭＨｚ
出力電力：
ＭＳＡ５３８(Ｅ／ＴＧ)／５５８（E）の表示値
が上から０ｄｉｖ目になるように合わせる。

２７．３ センター周波数表示確度
ＭＳＡ５３８(E/TG)/５５８（E）のピークサーチ機能で周波数を測定します。
ＭＳＡ５３８(E/TG)/５５８（E）の設定
センター周波数 周波数スパン
ＲＢＷ
１００ＭＨｚ２００ｋＨｚ３ｋＨｚ
１００ＭＨｚ１０ＭＨｚ３０ｋＨｚ
１００ＭＨｚ２０ＭＨｚ１００ｋＨｚ
１００ＭＨｚ
２００ＭＨｚ
１００ｋＨｚ
１ＧＨｚ
２０ＭＨｚ
１００ｋＨｚ２ＧＨｚ
２０ＭＨｚ
１００ｋＨｚ３．３ＧＨｚ ※1
２０ＭＨｚ
１００ｋＨｚ６．１GHz ※2
２０ＭＨｚ
１００ｋＨｚ
８．５GHz ※2
２０ＭＨｚ
１００ｋＨｚ規格

測定値±５０ｋＨｚ±１ドット以内±３６０ｋＨｚ±１ドット以内※１ ＭＳＡ５３８（Ｅ／ＴＧ）のみ● ＭＳＡ５３８(Ｅ／ＴＧ)／５５８（E）の設定：
基準レベル－１５ｄＢｍ
：
ＶＢＷ
ＡＵＴＯ
：
掃引時間
１ｓ
：
検波モード
ＳＭＰＬ
：
表示スケール
１０ｄＢ/ｄｉｖ

判定● 校正装置の設定
：
周波数
：
出力電力

※２ ＭＳＡ５５８（E）のみ

ＭＳＡ５３８(E/TG)/５５８（E）のセンター周波数－１５ｄＢｍ※但し、前もって信号発生器の校正を行うこと。

－95－

２７．４ 周波数スパン表示確度
ピークがｆ１とｆ９の位置になるように校正装置の周波数設定を調整し、ｆ１とｆ９の周波数を測定します。
ｆ１とｆ９から周波数スパン表示確度を計算します。
※ ｆ１：波形画面左から１ｄｉｖ目
ＭＳＡ５３８(Ｅ／ＴＧ)／５５８（Ｅ）の設定
規格
周波数
センター
ＲＢＷ
スパン
周波数
２００ｋHｚ
１GHｚ
３ｋHｚ
160kHz×±3%±１ドット以内
１０MHｚ
１GHｚ
１００ｋHｚ 8MHｚ×±3%±１ドット以内
２０MHｚ
１GHｚ
３００ｋHｚ 16MHｚ×±3%±１ドット以内
２００MHｚ１GHｚ
３MHｚ
160MHｚ×±3%±１ドット以内
５００MHｚ１GHｚ
３MHｚ
400MHｚ×±3%±１ドット以内
２GHｚ
１GHｚ
３MHｚ
1.6GHｚ×±3%±１ドット以内
ﾌﾙ（3.3GHz）※1 １．６５GHｚ
３MHｚ
2.64GHｚ×±3%±１ドット以内
２GHｚ※2
４．８GHｚ３MHｚ
1.6GHｚ×±3%±１ドット以内
２GHｚ※2
７．４GHｚ３MHｚ
1.6GHｚ×±3%±１ドット以内
ﾌﾙ（8.5GHz）※2 ４．２５GHｚ
３MHｚ
6.8GHｚ×±3%±１ドット以内

ｆ１ 測定値

ｆ９：波形画面左から９ｄｉｖ目
ｆ９ 測定値※１ ＭＳＡ５３８（Ｅ／ＴＧ）のみ● ＭＳＡ５３８(E/TG)/５５８（E）の設定：
基準レベル－１５ｄＢｍ
：
ＶＢＷ
ＡＵＴＯ
：
掃引時間
AUTO より一段遅く
：
検波モード
ＳＭＰＬ
：
表示スケール
１０ｄＢ/ｄｉｖ（ｆ９－-ｆ１）※2 ＭＳＡ５５８（E）のみ● 校正装置の設定：
周波数
ｆ１、ｆ９の位置に合わせる。
：
出力電力
－１５ｄＢ

※ 測定時＜ＡＶＧ＞を行った方が正確に測定できます。

－96－

判定

マイクロニクス株式会社〒１９３‐０９３４ 東京都八王子市小比企町２９８７‐２
ＴＥＬ．０４２（６３７）３６６７ ＦＡＸ．０４２（６３７）０２２７
ＵＲＬ： http://www.micronix‐jp.com/