ワイヤレスロギングステーション

LR8410WIRELESS LOGGING STATION LR8410

温•湿度

温•湿度

A

電流

パルス

105 ch（最大 *）測定ユニット LR8510, LR8511 組合せ使用において

＊

A

電流

パルス

無線
収集

Bluetooth® 無線技術を搭載、多チャネル入力の配線作業を時間短縮、分散設置も楽々できる。

Bluetooth® 無線技術
搭載
使用可能な国の最新情報は弊社
ホームページをご覧ください2「多彩」なユニットとロガーを簡単増設
測定ユニットと無線ロガーからワイヤレスロギングステーションへ無線でデータを転送。

無線ロガー
ワイヤレスパルスロガー
LR8512

ワイヤレスクランプロガー
LR8513

ワイヤレス温湿度ロガー
LR8514

ワイヤレス電圧・熱電対ロガー
LR8515

3

測定ユニット
ワイヤレス電圧・温度ユニット LR8510

ワイヤレスユニバーサルユニット LR8511

通信距離：見通し 30m

増設台数：

最大 7 台（測定ユニットと無線ロガーの混在使用可能）

測定ユニット , 無線ロガー
入力チャネル数
入力種類

電圧
温度
湿度
抵抗
パルス

LR8510
15
○
○
―
―
―

LR8511
15
○
○
○
○
―

LR8512
2――――○LR85132―――――

LR85142―○○――LR8515
2
○
○
―
―
―

電流

―

―

―

○

―

―

LR8510/LR8511

LR8510/LR8511

電圧（直流）

温度（熱電対）全チャネル絶縁入力

K, J, E, T, N, R, S, B, W

LR8511

LR8511

LR8511

抵抗

湿度

0 〜 200 Ω

5.0 〜 95.0 ％ rh

3 線式 /4 線式 , 測定電流：1mA

測定レンジ：
10/20/100/200Ω

湿度センサZ2000 必要（オプション）

温度（測温抵抗体）
Pt100 ：−100 〜 800 ℃
JPt100：−100 〜 500 ℃

・対地間最大電圧： AC, DC 300 V・チャネル間最大電圧： DC 300 V

測定範囲は熱電対の種類による（仕様ページ参照）

LR8512

LR8513

LR8514

LR8515

LR8515

パルス

クランプ

温湿度

電圧

温度

交・直負荷電流 / 交流漏れ電流

専用温湿度センサ（オプション）

0 〜 50V

熱電対 K, T

測定範囲はクランプの種類に（オプションページ参照）
よる

Z2010（センサ部含む全長 50mm）
Z2011（ケーブル長 1.5m）

測定レンジ：
50m/500m/5/50V

別売の熱電対必要（オプションページ参照）

流量・回転数・無電圧 a 接点
・オープンコレクタ・電圧（0 〜 50V）

4「ワイヤレス」だから使いやすい

測定ユニット・無線ロガーと LR8410 の通信距離は見通し 30m です。間に障害物（壁、金属の遮蔽物など）がある場合、通信距離は短くなります。

1. 配線作業の「時間短縮」と「コスト削減」に
こんなことありませんか？

無線で解決
本体まわりに配線がないためスッキリ！
最小限の配線のためコストダウン、短時間で配線終了できます。

チャネル数が多いと配線がゴチャゴチャ。
配線が長くなると接続ケーブルや熱電対のコストがかかり、作業にも時間がかかる。

LR8410

測定箇所から長い配線を引き回し

測定ユニットから LR8410 へ無線通信

2. 配線が困難な場所での測定にこんなことありませんか？

無線で解決

手元の測定器から天井や床下に熱電対を何本もはわせると、配線するのが大変。
測定中に表示データが見たい。
電源を確保できない場所で長時間測定したい。
窓の外に

天井裏に

測定器から測定箇所まで、長いセンサを這わせて測定。

ワイヤレスのため測定部から本体まで長い配線をつなぐ
必要なし！
ユニットを天井裏や床下に設置し、測定中のデータは手元の本体画面で確認できます。
天井裏に設置電源の取れない場所でもバッテリで駆動可能！
LR8510/LR8511: バッテリパック
LR8512 〜 LR8515: 単 3 アルカリ乾電池

吹き出し口に従来の測定器

壁面の空調近くや天井裏などの高所、床下の温度監視など

床下に設置

5

「無線設定」も簡単

LR8410 本体には「設定ナビ機能」が搭載されています。ユニットの登録も「UNIT 登録ガイド」に従って操作するだけで設定できるので、初めて使う方でもすぐに測定を開始できます。
あとから測定ユニットを追加する時の設定も簡単です。

設定ナビ画面（電源投入時）

通信距離内にあるユニットを自動検出

ユニットが 1 台も登録されていない場合、LR8410 の電源を入れると「設定ナビ」
画面が立ち上がり、通信可能距離の範囲内にあるユニットを自動的に検出します。
検出されたユニットを No.1 から No.7 に割り当て、登録完了。すでにユニットが登録されている場合は、登録ユニットの通信接続を自動的に開始します。

LR8410 と、検出されたユニット間の通信状態が良好か確認できます。

各ユニットに識別名をつけることができます。複数台を登録する場合、どこに設置しているユニットかがわ
かり便利です。

3. 室内・外を隔てた計測にも、扉を閉めて設置できる
こんなことありませんか？
配線があるため窓や扉を閉められない。
パッキンに隙間が出来てしまい密閉出来ない。

無線で解決
配線を外に出さずに窓や扉を閉めることができ、気密性を保った状態で試験ができます。

従来の配線方式

LR8410
測定箇所から長い配線を引き回し

測定ユニット / 無線ロガーから LR8410 へ無線通信

4. 複数箇所の実験データを同じ時系列で見たい
こんなことありませんか？
実験設備ごとに測定器を設置すると、データの時系列がバラバラになってしまう。
測定したデータを全て一括収集したい。
実験設備内に大きな測定器が設置できない。

無線で解決
複数台の実験設備での測定結果を、同じ時系列のデータとして観測できます。
ユニットのみ設置するので、狭い場所でも取り付けることができます。

各実験設備にユニットを設置

複数箇所の測定データを
1 台で収集各実験設備に測定器を設置

ユニットは狭い場所でも設置可能

同じ時系列で
データ管理

ロギングステーションで一括収集＆管理

測定中に
表示を確認

6

「さまざまな」フィールドで3WAY 電源対応、バッテリで長時間測定が可能
AC アダプタ / バッテリ /DC 電源
測定ユニット / 無線ロガーは測定対象の近くでバッテリ駆動 /乾電池駆動可能、AC 電源の無い現場でも使用できます。

測定ユニット/ 無線ロガーの使用環境温度 -20 〜 60℃まで OK
例えば夏の車内などの高温下や、冬の氷点下の寒冷地試験でも安心して測定していただけます。

60 ℃
−20 ℃
バッテリパック Z1007 の充電可能温度範囲は 5 ～ 35℃、バッテリ/ 乾電池・電流センサ使用時の使用温度範囲はそれぞれの仕様による連続使用時間（単三形アルカリ乾電池）
記録間隔LR8512

LR8513

LR8514

LR8515

0.1 秒

約5日

約5日

約5日

約2日

1秒

約7日

約7日

約7日

約4日

1分

約 10 日約 10 日約 10 日約 10 日＊1＊1

扉を閉めて測定環境の安全確保に
配電盤や制御盤において測定ユニットを盤内、扉を閉めて外にLR8410 を設置することで測定・記録を安全に行える環境が確保できます。

LR8513, LR8514 は 0.5 秒

連続使用時間（バッテリパック Z1007）
記録間隔

LR8510/LR8511

100ms

約 24 時間

1分

約 120 時間

長期間の記録を行う場合は AC アダプタのご使用をおすすめします。
（ワイヤレスロギングステーション LR8410 は AC アダプタによる動作）

LR8410 は配電盤の外に測定ユニットは配電盤の中に測定中の停電、電波の途絶も安心

バッテリ＆バックアップ機能でデータを守る
測定中に停電が起こったらワイヤレスロギングステーションの電源が停電したとき

大切なデータを守りますスタートバックアップの設定を ON にしておけば、電源復帰時に自動で測定を再開します。SD メモリカードにリアルタイムに保存していれば、データ書込みが終了するまで内蔵の大容量コンデンサにより電源が維持されるので、データ消失やファイルシステムの破損の危険性が極めて少なくなっています。また、AC アダプタ
で使用中、バッテリを装着していれば、自動的にバッテリ電源に切り替わります。

測定ユニット/ 無線ロガーの電源が停電したとき測定ユニットの！ 電源が停電
無線通信が！ 途切れてしまった

電源復帰時は、そのまま測定が継続できます。
（停電中のデータは欠損として扱われます）
AC アダプタで使用中、バッテリパック（LR8510/LR8511）または、単 3 形アルカリ乾電池（LR8512 〜 LR8515）を装着していれば自動的に電源が切り替わります。

一時的に通信が途切れてしまったらワイヤレスロギング！ ステーションの電源が停電

測定ユニット / 無線ロガー内部にバッファメモリを搭載しており、通信が途切れている間の測定データは保持されます。
データは通信回復時に再送信され、ワイヤレスロギングステーション内で測定データが復旧されます。
例えば、15ch 分を記録間隔 1 秒で測定している場合、約 72 分通信が出来なくなってもデータ欠損はありません。
また、通信遮断時や測定ユニット / 無線ロガーのバッテリ残量低下時、警報を出力したり、メールを送信して通知することができます。
※ 内部メモリに保持できるデータ数：ｎチャネル記録時（65,536/n）データ※ ロガーユーティリティで収集したデータは測定中は復旧されません。本体で SD メモリカードなどに保存した復旧データを読み込んでください。

7

HTTP/FTP サーバ機能で PC から遠隔操作
パソコンに専用のアプリソフトをインストールすることなく、データファイルの取得や自動送信、遠隔操作が行えます。
FTP サーバ

本体の内部バッファメモリ、SD メモリカード、USB
メモリ内のデータファイルをパソコンから取得できます。
注：測定中は内部バッファメモリからの波形データの取得はできません。

FTP クライアント

測定中定期的に、または測定終了後に、SD メモリカー
ドまたは USB メモリに保存されたデータファイルを、
FTP サーバに自動送信します。
E-mail 送信
ユニット通信エラー発生時やユニットのバッテリ低下、
メディアフル、停止トリガ発生、警報発生時にネットワー
ク経由でパソコンやケータイに E-mail でお知らせします。また、定期的にメールを送信することもできます。
HTTP サーバ（遠隔操作） web ブラウザを使用し、本器の設定やデータ取得などの遠隔操作、画面監視を行えます。通信コマンドによる設定 / 測定も可能です。
注：測定中は内部バッファメモリからの波形データの取得はできません。

LAN ネットワーク

データをパソコンにリアルタイム記録
アプリケーションソフト [ Logger Utility ]Logger Utility
アプリケーションソフト
標準付属

PC と LR8410 を USB もしくは LAN で接続。リアルタイム記録中でも過去の波形に逆スクロールして観測可能です。

SD メモリカードにリアルタイム記録
測定ユニット / 無線ロガーから無線で収集した波形データを、LR8410 で SD メ
モリカードまたは USB メモリに約 1 分ごとに記録します。
（記録間隔が 1 分より遅い場合は、記録間隔毎に保存）

リアルタイム記録中のメディア交換可能
測定を止めずにメディア交換が可能です。メディア再挿入時、内部バッファメ
モリに残っているデータは引き続き別ファイルへ保存されます。

SD メモリカード（2GB）
Z4001 標準付属

※ USB メモリへのリアルタイム保存が可能ですが、データ保護の面から、リアルタイム
保存には動作保証された、HIOKI 純正 SD メモリカードの使用をお勧めします。

最大記録時間2 ユニット（アナログ 30ch）測定した場合（警報出力・波形演算なし）

記録間隔

100 ms200 ms

500 ms

1s

2s

5s

10 s

LR8410 内部メモリ（16 MB）

7 時間 46 分

15 時間 32 分

1日 14 時間 50 分

3日 5 時間 40 分

6日 11時間 20 分

16日 4 時間 21分

32日 8 時間 43 分

41日 10 時間 12分 82日 20 時間 24分 207日 3 時間 1分（1年以上）（1年以上）（1年以上）（1年以上）

SDメモリカード
Z4001（2 GB）※ 長期間に渡るメディアへの連続記録は、動作保証された HIOKI 純正 SDメモリカードをお勧めします。
※ 記録するチャネル数が少ないほど、最大記録時間が増えます。
※ 波形ファイル内のヘッダの部分が計算に入っていないので、上記の記録時間の９割程度を目安にしてください。
※ 1 年を大幅に超える日数については省略しています。

新機能
USB

LR8410 Link に対応した製品のデータをワイヤレスロギングステーション
LR8410（またはワイヤレス熱流ロガー LR8416）でリアルタイムに同時に測定できますスケーリングが簡単

LR8410 Link 対応製品を検索登録するだけで設定完了。
対応製品側で設定した内容を自動で受信するため、面倒なスケーリングの設定を行う必要がありません。

D/A 出力による確度悪化なし

測定値をデータで飛ばせるため、確度が悪化しません。

電力と温度等を同時測定

LR8410/ LR8416 の豊富な既存ユニットと LR8410 Link 対応製品を一緒に使用できます。
最大 7 台まで接続できるため、電力計のデータとともに多点測定や様々な項目の測定が可能です。

PW6001

LR8410PC

LR8410 Link 対応製品
別途「Bluetooth シリアル変換アダプタ（推奨品：Parani-SD1000）」が必要です。

ver2.0 以降

ver1.1 以降

パワーアナライザ
PW6001

パワーメータPW3335￥1,150,000 〜

別途「専用接続ケーブル」が必要です。

￥198,000 〜

パワーアナライザ
PW3390￥880,000 〜

別途「AC/DC 電源アダプタ（推奨品：OPA-G01）」が必要です。

PW3335-01 は対象外です。

ver2.0 以降

電源品質アナライザ
PQ3100￥280,000 〜＊詳細はお問い合わせください。

8

ワイヤレスロギングステーション LR8410( 確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年 )

基本仕様

警報出力

LR8510, LR8511,
制御可能機種LR8512, LR8513, LR8514, LR8515
制御可能台数7 台（最大 105ch: LR8510, LR8511 組合せにおいて）Bluetooth® 2.1 ＋ EDR
制御通信手段（本体 - ユニット間）（通信距離：見通し 30m, セキュリティ SSP）
内部バッファメモリ 揮発性メモリ（SDRAM）8M ワード
時計機能

オートカレンダ , 精度 ±3 秒 / 日 (23˚C 参考値 )時間軸確度

測定時 ±0.2 秒 / 日 (23˚C にて )バックアップ電池寿命 時計 , 設定条件用 : 5 年以上 (23˚C にて )使用温湿度範囲 -10 〜 50 ˚C, 30 〜 80% rh 以下（結露なきこと）
保存温湿度範囲 -20 〜 60 ˚C, 80% rh 以下（結露なきこと）
安全性

EN61010EMC

耐振動性

EN61326 classA, EN61000-3-2, EN61000-3-3：技術基準適合認証を受けた無線モジュールを搭載
日本
アメリカ ：Part 15.247 (Contains FCC ID：QOQWT11IA)
カナダ ：RSS-210 (Contains IC：5123A-BGTWT11IA)
EU：EN 300 328
EN 301 489-1
EN 301 489-17
JIS D1601: 1995 5.3 (1) 1 種 : 乗用車 , 条件 : A 種相当

外部制御端子外部トリガ入力 , トリガ出力 , 警報出力 4ch, GND

外形寸法・質量230W × 125H × 36D mm（突起物含まず）,
700 g（バッテリ含まず）

付属品

詳細取扱説明書 × 1, 測定ガイド × 1,
電波使用上の注意 ×1,SD メモリカード（2GB）Z4001 × 1,
CD-R
（データ収集アプリケーションソフト Logger Utility）× 1,
USB ケーブル × 1, AC アダプタ Z1008 × 1

適合
規格

無線認証

外部記憶
1 スロット, HIOKI 製 Z4001 (2GB)
SD メモリカード
データフォーマット : FAT16, FAT32
USB2.0 準拠 , シリーズ A レセプタクル ,USB メモリ
データフォーマット：FAT16,FAT32

通信機能

LAN インタフェース

IEEE 802.3 Ethernet 100BASE-TX, DHCP, DNS 対応
・ソフト (Logger Utility) によるデータ収集と条件設定
・通信コマンドによる設定と測定
・FTP サーバによるデータ手動取得（本体メモリ /SD メモリカード /USB メモリ内のデータ）

・FTP クライアントによるデータ自動送信
・HTTP サーバによる遠隔操作
・E-mail によるメール送信

USB 2.0 High Speed 対応 , シリーズミニ B レセプタクル
・Logger Utility（付属ソフトウェア）によるデータ収集 , 設定
USB インタフェース ・通信コマンドによる設定 , 測定・USBドライブモードで外部 SD メモリカードのデータを PC へ
転送 ※USB メモリ内データは通信による転送不可

表示部

警報出力チャネル数 4ch, 非絶縁（GND は本体と共通）
ユニット接続数により最大 105ch（U1-1 〜 U7-15）
警報ソース
熱電対断線検出 ON 時、バッテリ消耗時 , 通信エラー時
レベル , ウィンドウ設定にて警報出力 , 出力保持 / 非保持 ,警報種類
測定を止めずに警報を解除可能
ブザー搭載 , ON/OFF 可能
警報音
オープンドレイン出力（5 V 電圧出力付き , アクティブ LOW）,
出力応答時間：記録間隔＋ 3s 以下（ユニット1 台接続 , 通信良好）
出力形態
記録間隔＋ 5s 以下（ユニット7 台接続 , 通信良好）
DC 5 〜 30 V, 200 mA
最大開閉能力測定機能

100ms, ※2200ms, 500ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 20s, 30s,
1min, 2min, 5min, 10min, 20min, 30min, 1h（16 設定）（サンプリング周期） ※1 熱電対断線検出 ON 時は設定不可※2LR8513,LR8514 のデータ更新は 500ms ごと連続記録 ON（停止キーを押すまで連続記録）
記録時間
連続記録 OFF（任意時間を設定可能）
測定繰り返し記録 ON/OFF 選択（ON 時：設定記録時間の繰り返し測定）※1, ※2

記録間隔表示

横軸（時間軸） 200 ms 〜 1day/ マス
縦軸（電圧軸） 位置（倍率：×100 〜×1/2, ゼロ位置：-50 〜150％）/上下限で選択
波形スクロール 測定中もしくは測定停止（波形描画時）に左右方向にスクロール
波形の表示位置を指定して画面に表示
ジャンプ機能
記録せずに瞬時値および波形を確認可能
モニタ機能
ユニットバッテリ残量表示 無線接続されたユニットのバッテリ残量を 3 段階表示
無線接続されたユニットとの電波強度を 3 段階表示
電波強度表示保存

保存先

SD メモリカード /USB メモリ 選択（HIOKI 純正 SD カードのみ動作保証）

保存動作

自動 : 波形データおよび時間区切り演算結果（リアルタイムに保存）, 時間区切り演算以外の数値演算結果（測定後に保存）
手動 : 保存キーを押したときの動作を 選択保存 / 即保存から選択

可能 : 波形データをバイナリ形式またはテキスト形式で SD メモリ
カードもしくは USB メモリに 約 1 分ごとに保存（記録間隔が 1 分
リアルタイム保存 より遅い場合は記録間隔ごとに保存）
通信 : Logger Utility ソフトウェア使用によるパソコンへの記録と同時に 本体の SD メモリカードもしくは USB メモリへリアルタイム保存可能
ON：測定開始時から設定時間ごとにデータを区切って別ファイルへ保存
分割保存
定時 : 24 時間の間で基準時刻を設定し , 基準時刻から設定時間ごとにデータを区切って別ファイルへ保存

削除保存
外部メディア
取外し
データ保護
保存種類

AC アダプタ

Z1008 使用（標準付属）, AC 100 〜 240 V, 50/60 Hz
通常消費電力 : 8 VA（バッテリパック未装着にて LCD 最大輝度時）

数値演算

バッテリ

バッテリパック Z1007 使用（Li-ion 7.2V 2170mAh）（オプション, AC アダプタ併用時は AC アダプタ優先）,
連続使用時間 : 3 h (LCD 輝度 25% にて , 23˚C 参考値）
充電時間 : 7 h（バッテリパック装着状態で AC アダプタまたはDC10 〜 28V 外部電源を接続して充電可能 , 23˚C 参考値）

LCD 輝度電源

外部電源

DC 10 〜 28 V（接続コードはご相談ください）
最大定格電力：15VA（バッテリ充電、LCD 最大輝度時）

トリガ 機 能トリガモード /タイミング

単発 / 連続モード, 開始 / 停止 / 開始 & 停止タイミング, 各トリ
ガソースの OR/AND 条件 , 各 ch ごとに条件設定可能ユニットの接続数により最大 105ch（U1-1 〜 U7-15）［レベルトリガ］設定したレベル値の立上がり / 立下がり
アナログ信号ソース［ウィンドウ］設定した上・下限値を出た / 入った時トリガ［パターントリガ］1,0,× にパターンが一致したときにトリガ
インターバルトリガ 日/ 時/分/ 秒を設定 , 設定した測定間隔毎にトリガが成立
トリガ出力

オープンドレイン出力 , 端子：押しボタン式端子台（5 V 電圧出力付き , アクティブ LOW, パルス幅 100 ms 以上）
出力応答時間：記録間隔＋3s 以下（ユニット1台接続 , 通信良好）
記録間隔＋ 5s 以下（ユニット7 台接続 , 通信良好）

新しいファイルを保存

可能：リアルタイム保存中 , メッセージ確認後に取外し可能

外部メディア再挿入時 , 内部バッファメモリに残っているファイ
ルは引き続き別ファイルに保存される可能 : リアルタイム保存中に停電もしくはバッテリ残量がなくなったときにはファイルクローズしてから電源遮断する（電源投入から約 10 分間以上経過してから有効）

設定条件 , 波形データ（バイナリ形式）, 波形データ（テキスト形式）,
数値演算結果 , 画面データ（圧縮ビットマップ形式）, 予約設定
データ読み込み バイナリ形式データを一度に 8M データまで読み込み可能

5.7 型 TFT カラー液晶（640 × 480 ドット）, 横 16 マス ×
縦 10 マス , 日本語 / 英語切替 , バックライトセーバ有100, 70, 40, 25 %, 切替可能

表示体

ON：外部メディアの容量が少なくなった時 , 古いファイルを削除して

演算

演算範囲

演算値自動保存同時に最大 6 演算まで可能

平均値 /ピーク値 /最大値 /最大値の時刻 /最小値 /最小値の時刻

内部メモリ内の全データ: 測定中/ 測定後
A-Bカーソル間: 測定後
時間区切り: 指定時間1分〜1日ごとに演算し最新演算値を表示
可能：測定後に演算最終値を自動的にSDメモリカードもしくはUSBメモリにテキスト形式で保存する

時間区切り演算：指定時間1分〜1日ごとの演算値をテキスト形

式で SDメモリカードもしくはUSBメモリにリアルタイム保存する

波形演算

CH 間の＋－×÷ を演算し、演算チャネル（W1 ～ W30）のデータとして表示する（測定中のみ有効 , 波形データとしてリアルタイム保存）

その他機能
イベントマーク
A・B カーソル
スケーリングch 間補正コメント入力その他

検索：入力したイベント番号を指定し その前後の表示波形に移動
入力数：1 回の測定で 1000 個まで
測定：カーソル間時間差 / 測定値の差 , 各カーソルの測定値 / 時刻
種類：トレース , 縦 , 横から選択
各チャネルごとに測定値をスケーリング係数倍に換算表示
UNIT1-CH1 の測定値と同じ値になるようにスケーリングセット
タイトルもしくは各チャネルに日本語 , 漢字コメント入力
スタートバックアップ, 設定条件を本体に 5 個保存 , ユニット
登録機能 , オートセットアップ, 開始 / 停止キー誤操作防止 ,キーロック, ビープ音 , 予約（開始および停止）, 設定ナビ

9ワイヤレス電圧・温度ユニット LR8510, ワイヤレスユニバーサルユニット LR8511
アナログ入力仕様

基本仕様
15ch（電圧 , 熱電対についてchごと設定可能）（LR8511 では測温抵抗体 , 抵抗 , 湿度も ch ごとに設定可能）［LR8510］M3 ネジ端子台（1ch あたり 2 端子）
入力端子［LR8511］押しボタン式端子台（1ch あたり 4 端子）［LR8510］電圧 / 熱電対
測定対象［LR8511］電圧 / 熱電対 / 測温抵抗体 / 抵抗 / 湿度
Bluetooth® 2.1 ＋ EDR
制御通信手段（通信距離：見通し 30m, セキュリティ SSP）
nチャネル記録時：65,536/nデータ
バックアップメモリ
通信エラー時にデータ保持、通信回復時に再送信
入力チャネル数

温度：-20℃～ 60℃
湿度：-20℃～ 40℃ 80%rh 以下（結露しないこと）
40℃～ 45℃ 60%rh 以下（結露しないこと）
使用温湿度範囲
45℃～ 50℃ 50%rh 以下（結露しないこと）
50℃～ 60℃ 30%rh 以下（結露しないこと）（充電可能温度範囲は 5 ～ 35℃）
温度：-20℃～ 60℃
湿度：-20℃～ 40℃ 80%rh 以下（結露しないこと）
40℃～ 45℃ 60%rh 以下（結露しないこと）
保存温湿度範囲
45℃～ 50℃ 50%rh 以下（結露しないこと）
50℃～ 60℃ 30%rh 以下（結露しないこと）（確度は 23±5℃ , 80 %rh 以下, ゼロアジャスト実施後 , カットオフ周波数 50/60Hz 設定にて）

電圧
レンジ
10 mV f.s.
20 mV f.s.
100 mV f.s.
200 mV f.s.
1 V f.s.
2 V f.s.
10 V f.s.
20 V f.s.
100 V f.s.
1 − 5 V f.s.

最高分解能
500 nV
1 μV
5 μV
10 μV
50 μV
100 μV
500 μV
1 mV
5 mV
500 μV

測定可能範囲-10 mV〜10 mV-20 mV〜20 mV-100 mV〜100 mV-200 mV〜200 mV-1 V〜1 V-2 V〜2 V-10 V〜10 V-20 V〜20 V-100 V〜100 V
1 V〜 5 V

温度（熱電対）レンジ

最高分解能

100 ˚C f.s.

0.01 ˚C

500 ˚C f.s.

0.05 ˚C2000 ˚C f.s.

0.1 ˚C100 ˚C f.s.

0.01 ˚C

500 ˚C f.s.

0.05 ˚C2000 ˚C f.s.

0.1 ˚C100 ˚C f.s.

0.01 ˚C

500 ˚C f.s.

0.05 ˚C2000 ˚C f.s.

0.1 ˚C100 ˚C f.s.

0.01 ˚C

500 ˚C f.s.

0.05 ˚C2000 ˚C f.s.

0.1 ˚C100 ˚C f.s.

0.01 ˚C

500 ˚C f.s.

0.05 ˚C

LR8511 のみ入力仕様

2000 ˚C f.s.

0.1 ˚C温度

100 ˚C f.s.

0.01 ˚C

500 ˚C f.s.

0.05 ˚C2000 ˚C f.s.

0.1 ˚C100 ˚C f.s.

0.01 ˚C

500 ˚C f.s.

0.05 ˚C2000 ˚C f.s.

0.1 ˚C

B

2000 ˚C f.s.

0.1 ˚CW

100 ˚C f.s.
500 ˚C f.s.
2000 ˚C f.s.

0.01 ˚C
0.05 ˚C
0.1 ˚C

最大入力電圧
チャネル間最大
DC300V（測温抵抗体、抵抗および湿度測定時は非絶縁）電圧
対地間最大電圧 AC,DC 300V
OFF/50Hz/60Hz ( 高周波成分を取り除くため, アナログ
デジタルフィルタ
入力に記録間隔に応じたカットオフ周波数を自動設定 )適合規格
ワイヤレスロギングステーションLR8410と同様
JIS D1601: 1995 5.3 (1) 1 種 : 乗用車 , 条件 : A 種相当
耐振動性
外形寸法・質量 約 150W × 90H × 56D mm, 340 g（LR8510）320 g（LR8511）

詳細取扱説明書 × 1, AC アダプタ Z1008 × 1, 取付板 × 1

付属品

電源AC アダプタ

バッテリ

K

AC アダプタ Z1008（標準付属 , DC12 V）
AC 100 〜 240 V, 50/60 Hz
通常消費電力 : 1.0 VA（バッテリパック未装着にて）バッテリパック Z1007 使用（Li-ion 7.2V 2170mAh）（オプション , AC アダプタ併用時は AC アダプタ優先）
連続使用時間：24 h（記録間隔 100 ms, 23˚C 参考値）

J

E

T

120 h（記録間隔 1 分 , 23˚C 参考値）
急速充電時間：7 h（バッテリパック装着状態で AC アダプタ
または DC10 〜 28V 外部電源を接続して充電可能 , 23˚C 参考値）

DC 10 〜 28 V
最大定格電力：7VA ( バッテリ充電時 )

外部電源

N

測温抵抗体 Pt100/JPt100, 接続：3 線式 /4 線式 , 測定電流：1mA( 規格 ) Pt 100 : JIS C1604-1997, IEC 751, JPt 100 : JIS C1604-1989

種類

Pt 100

JPt 100

抵抗種類

1MΩ±5%（電圧および熱電対測定時）
2MΩ±5%（LR8511：測温抵抗体および抵抗測定時）
DC±100V

入力抵抗

レンジ100 ˚C f.s.
500 ˚C f.s.
2000 ˚C f.s.
100 ˚C f.s.
500 ˚C f.s.
2000 ˚C f.s.

最高分解能0.01 ˚C
0.05 ˚C
0.1 ˚C
0.01 ˚C
0.05 ˚C
0.1 ˚C

測定可能範囲-100 〜100 ˚C-200 〜 500 ˚C-200 〜 800 ˚C-100 〜100 ˚C-200 〜 500 ˚C-200 〜 500 ˚C

測定確度±0.6 ˚C±0.8 ˚C±1.0 ˚C±0.6 ˚C±0.8 ˚C±1.0 ˚C

R

S

接続：4 線式 , 測定電流 1mA

レンジ
10 Ω f.s.
20 Ω f.s.
100 Ω f.s.
200 Ω f.s.

最高分解能
0.5 mΩ
1 mΩ
5 mΩ
10 mΩ

測定可能範囲0 〜10 Ω0 〜20 Ω0 〜100 Ω
0 〜200 Ω

測定確度±10 mΩ
±20 mΩ
±100 mΩ±200 mΩ湿度
レンジ

100 %rh f.s.

最高分解能
0.1 %rh

測定可能範囲

5.0 〜 95.0 %rh

測定確度（下表参照）

湿度センサZ2000 使用時確度表● オプション
湿度センサ Z2000￥14,000（税抜き）

測定確度±10 μV±20 μV±100 μV±200 μV±1 mV±2 mV±10 mV±20 mV±100 mV±10 mV

測定可能範囲-100 〜 0 ˚C 未満
0 〜100 ˚C-200 〜 -100 ˚C 未満-100 〜 0 ˚C 未満
0 〜 500 ˚C-200 〜 -100 ˚C 未満-100 〜1350 ˚C-100 〜 0 ˚C 未満
0 〜100 ˚C-200 〜 -100 ˚C 未満-100 〜 0 ˚C 未満
0 〜 500 ˚C-200 〜 -100 ˚C 未満-100 〜 0 ˚C 未満
0 〜1200 ˚C-100 〜 0 ˚C 未満
0 〜100 ˚C-200 〜 -100 ˚C 未満-100 〜 0 ˚C 未満
0 〜 500 ˚C-200 〜 -100 ˚C 未満-100 〜 0 ˚C 未満
0 〜1000 ˚C-100 〜 0 ˚C 未満
0 〜100 ˚C-200 〜 -100 ˚C 未満-100 〜 0 ˚C 未満
0 〜 400 ˚C-200 〜 -100 ˚C 未満-100 〜 0 ˚C 未満
0 〜 400 ˚C-100 〜 0 ˚C 未満
0 〜100 ˚C-200 〜 -100 ˚C 未満-100 〜 0 ˚C 未満
0 〜 500 ˚C-200 〜 -100 ˚C 未満-100 〜 0 ˚C 未満
0 〜1300 ˚C
0 〜100 ˚C
100 〜300 ˚C 未満
300 〜 500 ˚C
300 〜1700 ˚C
0 〜100 ˚C 未満
100 〜300 ˚C 未満
300 〜1700 ˚C
0 〜100 ˚C
0 〜100 ˚C 未満
100 〜300 ˚C 未満
300 〜 500 ˚C
0 〜100 ˚C 未満
100 〜300 ˚C 未満
300 〜1700 ˚C
400 〜 600 ˚C 未満
600 〜1000 ˚C 未満1000 〜1800 ˚C
0 〜100 ˚C
0 〜 500 ˚C
0 〜 2000 ˚C

測定確度±0.8 ˚C±0.6 ˚C±1.5 ˚C±0.8 ˚C±0.6 ˚C±1.5 ˚C±0.8 ˚C±0.8 ˚C±0.6 ˚C±1.0 ˚C±0.8 ˚C±0.6 ˚C±1.0 ˚C±0.8 ˚C±0.6 ˚C±0.8 ˚C±0.6 ˚C±1.0 ˚C±0.8 ˚C±0.6 ˚C±1.0 ˚C±0.8 ˚C±0.6 ˚C±0.8 ˚C±0.6 ˚C±1.5 ˚C±0.8 ˚C±0.6 ˚C±1.5 ˚C±0.8 ˚C±0.6 ˚C±1.2 ˚C±1.0 ˚C±2.2 ˚C±1.2 ˚C±1.0 ˚C±2.2 ˚C±1.2 ˚C±1.0 ˚C±4.5 ˚C±4.5 ˚C±3.0 ˚C±2.2 ˚C±4.5 ˚C±3.0 ˚C±2.2 ˚C±4.5 ˚C±4.5 ˚C±3.0 ˚C±2.2 ˚C±4.5 ˚C±3.0 ˚C±2.2 ˚C±5.5 ˚C±3.8 ˚C±2.5 ˚C±1.8 ˚C±1.8 ˚C±1.8 ˚C

基準接点補償：「内部」を選択時、熱電対測定確度に加算 ±0.5℃
熱電対断線検出：[ON] 記録間隔ごと断線検出（記録間隔 100ms では設定不可）

10

無線ロガー LR8512, LR8513, LR8514, LR8515
共通仕様
制御通信手段
内部メモリ
記録容量
適合規格
耐振動性
機能

Bluetooth® 2.1 ＋ EDR（通信距離：見通し 30m, セキュリティ SSP）

使用温湿度範囲

温度：-20℃〜 60℃、湿度：80％ rh 以下（結露しないこと）（電池、電流センサ使用時はそれぞれの仕様による）

電源

AC アダプタ Z2003（別売オプション）
単３形アルカリ乾電池 ×2
外部電源 DC5 〜 13.5V

付属品

CD-R（取扱説明書、ロガーユーティリティ）×1、測定ガイ
ド ×1、電波使用上の注意 ×1、単３形アルカリ乾電池（LR6)×2、接続ケーブル L1010×2（LR8512 のみ付属）

不揮発性メモリ（フラッシュメモリ）1 チャネルあたり 50 万データ

ワイヤレスロギングステーション LR8410 と同様
JIS D 1601: 1995 5.3(1)、1 種：乗用車、条件：A 種相当
警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、
コメント記憶、省電力、認証、フリーラン

ワイヤレスパルスロガー LR8512

ワイヤレス温湿度ロガー LR8514

基 本 仕 様 （確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年）

基本仕様

測定モード
測定レンジ

（分解能）

適応入力形態
記録間隔
記録モード
寸法
質量

2ch（GND 共通）
積算（加算 / 瞬時）、回転数、ロジック（記録ごと 1/0 を記録）
積算：1000M パルス f.s.（1 パルス）
回転数：5000/n [r/s] f.s.（1/n [r/s] ）＊ n は 1 回転あたりのパルス数で 1 〜 1000
無電圧 a 接点（常開接点）、オープンコレクタ、もしくは電圧入力（DC 0 V 〜 50 V）
0.1 〜 30 秒、1 〜 60 分、16 切替
瞬時値記録
85W×61H×31D mm（突起物含まず）
95g（電池含まず）

ワイヤレスクランプロガー LR8513
基 本 仕 様 （確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年）
入力チャネル数
測定項目
実効値演算
測定レンジ
測定確度
記録間隔
記録モード
寸法
質量
使用センサ
9675
9657-109695-02
CT65009669
CT7631/
CT7731
CT7636/
CT7736
CT7642/
CT7742CT9667-01/-02/-03
CT7044/
CT7045/
CT70462ch（GND 共通）
AC 負荷電流、DC 負荷電流
AC 漏れ電流（電流センサによる）
ソフトウエアによる真の実効値演算
AC 500.0 mA 〜 5000 A（電流センサによる）
DC 10.00 A 〜 5000 A（電流センサによる）＊間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません±0.5％ rdg.±5dgt.（DC, AC 50/60 Hz）＊電流センサ接続時はセンサ確度を加算（12 ページ）

0.5 〜30 秒、1〜 60 分、14 切替
瞬時値記録、平均値記録、最大値記録
85W×75H×38D mm（突起物含まず）
130g（電池含まず）
レンジ
500.0 mA
5.000 A
500.0 mA
5.000 A
5.000 A
50.00 A
50.00 A
500.0 A
1000 A

最高分解能
0.1 mA
0.001 A
0.1 mA
0.001 A
0.001 A
0.01 A
0.01 A
0.1 A
1A

10.00 A

0.01 A

100.0 A

0.1 A

20.00 A

0.01 A

200.0 A

0.1 A

200.0 A

0.1 A

2000 A

1A

500.0 A

0.1 A

測定範囲
AC 1.0 mA 〜 500.0 mA
AC 0.010 A 〜 5.000 A
AC 1.0 mA 〜 500.0 mA
AC 0.010 A 〜 5.000 A
AC 0.010 A 〜 5.000 A
AC 0.10 A 〜 50.00 A
AC 0.10 A 〜 50.00 A
AC 1.0 A 〜 500.0 A
AC 10 A 〜 1000 A
AC 0.10 A 〜 10.00 A
DC± (0.10 A 〜 10.00 A)
AC 1.0 A 〜 100.0 A
DC± (1.0 A 〜 100.0 A)
AC 0.10 A 〜 20.00 A
DC± (0.10 A 〜 20.00 A)
AC 1.0 A 〜 200.0 A
DC± (1.0 A 〜 200.0 A)
AC 1.0 A 〜 200.0 A
DC± (1.0 A 〜 200.0 A)
AC 10 A 〜 2000 A
DC± (10 A 〜 2000 A)
AC 1.0 A 〜 500.0 A

5000 A

1A

AC 10 A 〜 5000 A

50.00 A

0.01 AAC 0.10 A 〜 50.00 A

500.0 A

0.1 A

AC 1.0 A 〜 500.0 A

5000 A

1A

AC 10 A 〜 5000 A

入力チャネル数
測定項目

温度 2ch + 湿度 2ch（センサ 2 個取り付け可能）
温度、湿度

温度測定確度±0.5℃（10 〜 60℃）
上記の温度範囲から外れる場合
0.015℃ /℃を加算（-40 〜 10℃）、0.02℃ /℃を加算（60℃〜 80℃）

（Z2010/Z2011 使用）±3%rh（20℃〜 30℃、20 〜 90％ rh）
上記の範囲から外れる場合は図 1 を参照（Z2010/Z2011 使用）
ヒステリシス ±1%rh ( 湿度測定確度に加算 )

湿度測定確度
記録間隔
記録モード
寸法
質量

0.5 〜 30 秒、1 〜 60 分、14 段階切替
瞬時値記録
85W×61H×31D mm（突起物含まず）
95g（電池含まず）

測定対象
温度
湿度

レンジ
100 ℃ f.s.
100%rh f.s.

最高分解能
0.1 ℃
0.1 %rh

測定範囲-40℃ 〜 80 ℃
0 〜 100 %rh

図1は確度保証外（参考値）

100
80

相対湿度 [%rh]入力チャネル数※測定確度に影響する校正対象品は温湿度センサのみです。
LR8514 ロガー本体は校正の必要がありません。

60
40
20
0

±8%rh
±8%rh
±6%rh

±6%rh

±5%rh
±6%rh
±3.5%rh±5%rh±6%rh±10%rh ±8%rh±12%rh

±3%rh

0

10

±8%rh
±6%rh
±5%rh

±5%rh
±6%rh

±4%rh
±5%rh
±6%rh
±8%rh

±4%rh
20

30

40

50

±12%rh±12%rh607080

温度 [℃ ]

ワイヤレス電圧・熱電対ロガー LR8515
基 本 仕 様 （確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年）
入力チャネル数
測定項目
入力端子

2ch（電圧・熱電対についてchごと設定可能、ch 間絶縁）
電圧、熱電対（K, T）
M3 ネジ端子台（1ch あたり 2 端子）

電圧：50 mV/ 500 mV/ 5 V/ 50 V
熱電対：1000 ℃
最大入力電圧DC±50 V
チャネル間最大電圧 DC 60 V
記録間隔
0.1 〜 30 秒、1 〜 60 分、16 切替
記録モード
瞬時値記録
寸法
85W×75H×38D mm（突起物含まず）
質量126g（電池含まず）
測定レンジ

測定対象 種類
電圧

K
熱電対
T

レンジ
最高分解能
測定範囲
測定確度
50 mV f.s.
0.01 mV-50 mV 〜 50 mV±0.05 mV
500 mV f.s.
0.1 mV -500 mV 〜 500 mV±0.5 mV
5 V f.s.
1 mV-5 V 〜 5 V±5 mV
50 V f.s.
10 mV-50 V 〜 50 V
±50 mV-200 ℃ 〜 -100 ℃±1.5 ℃
1000 ℃ f.s.
0.1 ℃-100 ℃ 〜 999.9 ℃±0.8 ℃-200 ℃ 〜 -100 ℃±1.5 ℃
1000 ℃ f.s.
0.1 ℃-100 ℃ 〜 0 ℃±0.8 ℃
0 ℃ 〜 400 ℃±0.6 ℃

基準接点補償：内部 / 外部切替可能
基準接点補償確度：±0.5℃（内部時、熱電対測定確度に加算）
温度特性：（測定確度 ×0.1）/℃を測定確度に加算

11Logger Utility 仕様
LR8410 に付属のアプリケーションソフト（CD-R）

HIOKI 製 8423, 8430, LR8431, LR8432, LR8400,
LR8401, LR8402, LR8410, LR8416
Windows 10/8/7 (32bit/64bit), Vista (32bit/64bit), XP
動 作 環 境SP2 以上 (32bit) 対応

対 応 機 種LAN または USB で接続された複数台のロガーの測定を制御し、リアルタイムで波形データの受信 / 表示 / 保存をおこなう（総記録サンプル数 10M サンプルまで）［制御可能台数］5 台（対象測定器のいずれか）［表示］波形（時間軸分割表示可能）, 数値（ロギング）,
リ ア ル タイム
警報を同時表示可能
データ収 集［数値モニタ表示］別ウィンドウにて表示可能［スクロール］測定中に波形スクロール可能［データ保存先］EXCEL へのリアルタイムデータ転送 , 専
用形式によるリアルタイムデータ収集ファイル（LUW 形式）［イベントマーク］測定中に記録可能［設定］ロガー本体のデータ収集設定が可能
データ［保存］複数台のロガーの設定をまとめて１つのファイル
収 集 設 定に保存可能（LUS 形式）［本体設定の送受信］可能［対応ファイル］リアルタイムデータ収集ファイル（LUW 形式）
本体測定ファイル（MEM 形式）［表示形式］波形（時間軸分割表示可能）, 数値（ロギング）
を同時表示可能波 形 表 示［最大チャネル数］675ch（測定）＋ 60ch（波形演算）［その他］各チャネルの波形を任意の 10 シートに表示 ,スクロール , イベントマーク記録 , カーソル , メイン画
面のハードコピー , 数値表示がそれぞれ可能［対象データ］リアルタイムデータ収集ファイル（LUW 形式）
本体測定ファイル (MEM 形式 )［変換区間］全データ , 指定区間
データ変換
［変換形式］CSV 形式（カンマ / スペース / タブ区切り）
Excel のシートに転送［データ間引き］任意の間引き数による単純間引き［演算項目］四則演算
波 形 演 算［演算チャネル数］60 チャネル
［対象データ］リアルタイムデータ収集ファイル（LUW 形式）
本体測定ファイル（MEM 形式）, リアルタイムデータ収集中のデータ , 波形演算データ
数 値 演 算［演算項目］平均値 , ピーク値 , 最大値 , 最大値までの時間 ,最小値 , 最小値までの時間 , ON 時間 , OFF 時間 , ON 回
数 , OFF 回数 , 標準偏差 , 積分 , 面積値 , 積算

検［対象データ］
リアルタイムデータ収集ファイル（LUW 形式）
本体測定ファイル（MEM 形式）
索［検索モード］イベントマーク , 日時 , 最大位置 , 最小位置
極大位置 , 極小位置 , 警報位置 , レベル
ウィンドウ , 変化量印［対応プリンタ］使用 OS に対応しているプリンタ［対象データ］リアルタイムデータ収集ファイル（LUW 形式）
本体測定ファイル（MEM 形式）
刷［印刷形式］波形イメージ , レポート印刷 , リスト印刷（チャネル設定 , イベント , カーソル値）［印刷範囲］全範囲 , A-B カーソル間指定可能［印刷プレビュー］可能

価 格
カード標準付属【お得なセット品】

形名 ( 発注コード )：LR8410-91
個別購入の場 合￥330,000（税 抜き）のところ、￥225,000（税 抜き）でのご提供です。

L R 8 410
本 体

右側は LR8510（別売オプション）

ワイヤレス電圧・温度ユニット
L R 8 510（１台）

LR8410 本体

製品名：ワイヤレスロギングステーション LR8410

＋

（仕様）
形名
（発注コード）（価格）（本体のみ）
LR8410.....¥ 220,000 ( 税抜き )LR8410-91 （LR8510 とセット販売品）.....¥ 225,000 ( 税抜き )LR8410 本体のみでは測定できません。測定ユニット LR8510/ LR8511、もしくは無線ロガー
LR8512 などが必要です。（本体で制御できる測定ユニット/ 無線ロガーは混在可能で 7 台まで）

測定ユニットAC アダプタ Z1008 付属

AC アダプタ Z1008 付属

製品名：ワイヤレス電圧・温度ユニット LR8510

製品名：ワイヤレスユニバーサルユニット LR8511（仕様）
形名（発注コード）（価格）（LR8410・LR8416 用） .....¥ 110,000 ( 税抜き )LR85102 極 M3 ネジ締め端子台 15ch, 電圧 , 熱電対測定（仕様）
形名（発注コード）（価格）（LR8410・LR8416 用） .....¥ 140,000 ( 税抜き )LR8511
4 極押しボタン端子台 15ch, 電圧 , 熱電対 , 測温抵抗体 , 湿度 , 抵抗測定
※ LR8512 〜 LR8520 用 AC アダプタ Z2003 は別売オプションです。別途お買い求めください。

無線ロガー
製品名：ワイヤレスパルスロガー LR8512

製品名：ワイヤレスクランプロガー LR8513

製品名：ワイヤレス温湿度ロガー LR8514（仕様） （価格）
形名（発注コード）（2ch） ... ¥ 40,000 ( 税抜き )LR8512
パルス / 回転数 / ロジック測定 , 接続ケーブル L1010 付属（仕様） （価格）
形名（発注コード）（2ch） ... ¥ 48,000 ( 税抜き )LR8513（仕様） （価格）
形名（発注コード）（2ch） ... ¥ 35,000 ( 税抜き )LR8514温度 2ch/ 湿度 2ch 測定 , 温湿度センサはオプション

AC/DC 負荷電流 , AC 漏れ電流測定 , クランプオン
センサはオプション

製品名：ワイヤレス電圧・熱電対ロガー LR8515

製品名：ワイヤレス予測カビ指数計 LR8520（仕様） （価格）
形名（発注コード）（2ch） ... ¥ 52,000 ( 税抜き )LR8515
電圧 / 熱電対（K, T）測定 , 熱電対はオプション

形名（発注コード）LR8520（価格）... ¥ 45,000 ( 税抜き )カビ指数、発育予測の記録 , 1ch 警報 , 温度測定に ,温湿度センサはオプション

タブレットでのデータ収集に対応！
無線ロガーのデータをお手持ちのタブレット＊ / スマートフォン＊ / パソコンで Bluetooth® 経由で収集できるようになります。
（＊ AndroidTM のみ対応）記録中でもデータ転送でき , その場で値や変動波形を確認できます。

ワイヤレスロギングステーション LR8410 用オプション
標準付属品
LR8410

追加ご購入時の別売価格

AC アダプタ Z1008...........￥12,000（税抜き）AC 100 〜 240 V

SD メモリカード 2GB Z4001

バッテリパック Z1007

携帯用ケース C1007

測定データ保存用

Li-ion, 7.2V/2170mAh

LR8410s を 1 台とユニット 4 台を 壁掛け , 机上に斜め置き
収納...........￥12,000（税抜き）...........￥12,000（税抜き）.......... ￥22,000（税抜き）

固定スタンド Z1009

LAN ケーブル 9642..........￥15,000（税抜き）LR8510, LR8511 共通オプション............￥3,000（税抜き）

ストレート, クロス変換コネクタ
付属 , 5 m

LR8511 専用オプション

標準付属品
LR8510/LR8511

追加ご購入時の別売価格

バッテリパック Z1007

AC アダプタ Z1008...........￥12,000（税抜き）AC 100 〜 240 V........ ￥12,000（税抜き）

Li-ion, 7.2V/2170mAh

LR8512/LR8520 用オプション

K 熱電対 9810

T 熱電対 9811

湿度センサ Z2000.....￥18,000（税抜き）.......￥14,000（税抜き）

測定範囲：− 180 〜 200℃
長さ 5 m, 5 本 /1set

測定範囲：− 180 〜 200℃
長さ 5 m, 5 本 /1set

長さ 3 m.... ￥18,000（税抜き）

標準付属品
LR8512/LR8520

LR8514/LR8520 用オプション

LR8515 用オプション

温湿度センサ Z2010

温湿度センサ Z2011

K 熱電対 9810

T 熱電対 9811

センサ部含む全長 50mm

コード長 1.5 m

測定範囲：− 180 〜 200℃ ,長さ 5 m, 5 本 /1set

測定範囲：− 180 〜 200℃ ,長さ 5 m, 5 本 /1set

追加ご購入時の別売価格

接続ケーブル L1010
コード長 1.5 m......￥1,200（税抜き）.... ￥20,000（税抜き）LR8513用 電流測定オプション..... ￥20,000（税抜き）........￥18,000（税抜き）※ LR8513 組合せ時の最大測定電流
絶縁
導体

絶縁
導体

絶縁
導体
AC 5000 A

CE 非対応クランプオンセンサ
クランプオンセンサ
クランプオンリーク
クランプオンリーク
AC フレキシブルカレントセンサ
CT65009669
センサ 9657-10
センサ 9675
CT9667-01/-02/-03..... ￥13,000（税抜き） ......￥30,000（税抜き） ......￥25,000（税抜き） ..... ￥22,000（税抜き） .. 各￥40,000（税抜き）AC 500A, φ46 mm
AC 1000A, φ55 mm
AC 5A※, φ40 mm
AC 5A※, φ30 mm
φ100/180/254 mm
AC/DC オートゼロ
カレントセンサ
CT7731........ ￥38,000
AC/DC100A, φ33 mm
CT7736........ ￥44,000
温度変化のある場所も AC/DC 200A※, φ33 mm
ゼロずれせずに測定 CT7742......... ￥44,000
AC/DC 2000A, φ55 mm
可能.......￥18,000（税抜き）AC/DC
カレントセンサ
CT7631........ ￥26,000
AC/DC100A, φ33 mm
CT7636........ ￥32,000
温度変化のない場所 AC/DC 200A※, φ33 mm
CT7642........ ￥32,000での短期測定に
AC/DC 2000A, φ55 mm

注 意：CT7000 シリーズカレントセン サを「 ワイヤレスクランプ ロガー
LR8513」に直接 接続する事はできません。必ず、「ディスプレイユニット
CM7290」と、「出力コード L9095」が必要になります。

クランプオンセンサ
接続ケーブル 9219
9695-02..... ￥4,000（税抜き）..... ￥9,800（税抜き） 9695-02 使用の際には9219 が必要
AC 50A, φ15 mm

AC フレキシブル
カレントセンサ
CT7044.........￥27,000
AC 5000A※, φ100 mm
CT7045........ ￥30,000
AC 5000A※, φ180 mm
CT7046........ ￥32,000
AC 5000A※, φ254mm

BNC 用

出力コード L9095........ ￥4,000（税抜き）CM7290/91 接続用
1.5 m■ LR8512 〜 LR8520 共通オプション
強磁力タイプディスプレイユニット
CM7290......￥24,000
出力コード
L9095

AC アダプタ Z2003 マグネット付き
マグネット付き
AC100 〜 240 V
ストラップ Z5004
ストラップ Z5020..... ￥9,800（税抜き） ......￥2,700（税抜き） ..... ￥4,800（税抜き）

ワイヤレスロギングステーションのご使用に関して・ 高い安全性や信頼性が要求されるシステムでは使用しないでください。
・ 心臓ペースメーカ等の医療用機器の近くでは使用しないでください。
・ 測定ユニット LR8510/LR8511, 無線ロガー LR8512/ LR8513/ LR8514/ LR8515/ LR8520 と、ワイヤレスロギングステーション LR8410 との通信距離は見通し 30m です。障害物（壁、金属の遮蔽物等）が存在する場合、通信が不安定になったり、通信が短くなったりすることがあります。
・ 無線 LAN 機器など同一周波数帯を使用する機器の近くで使用した場合、通信が不安定になったり、他の機器に影響を与える可能性があります。
・ 測定ユニット LR8510/LR8511, 無線ロガー LR8512/ LR8513/ LR8514/ LR8515/ LR8520 と、ワイヤレスロギングステーション LR8410 との通信は、SSP による暗号化通信を行っていますが、情報の秘匿性を保証するものではありません。弊社では無線通信による測定値の漏洩などにつきましては一切の責任を負いかねますのでご了承願います。
・ 測定ユニット LR8510/LR8511, 無線ロガー LR8512/ LR8513/ LR8514/ LR8515/ LR8520 およびワイヤレスロギングステーション LR8410 は、表紙に記載の国においてのみ使用可能です。
測定ユニット LR8510/LR8511, 無線ロガー LR8512/ LR8513/ LR8514/ LR8515/ LR8520 およびワイヤレスロギングステーション LR8410 は、電波を発生します。電波の使用にはそれぞれの国での許認可が必要となるため、表記の国と地域以外で使用した場合には、法律違反となり罰せられることがありますのでご注意ください。

お問い合わせは ...

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら
本社 カスタマーサポート

0120-72-0560（9:00 〜12:00, 13:00 〜17:00, 土・日・祝日を除く）

0268-28-0560
詳しい情報はWEBで検索

info@hioki.co.jp
HIOKI■本カタログの記載内容は 2018 年 10 月 1 日現在のものです。 ■本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 ■本カタログで使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
校正書類について 校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
LR8410J19-8XB
販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は本社受注センターまで。 TEL 0268-28-1688 FAX は弊社営業拠点と共有で受信できますので、担当営業拠点宛にお願いします。