音叉振動式
SV 型粘度計★ 特許取得★

SV--A
Aシリーズ
シリーズ
チタン製

（振動子&温度センサー）

2 mLから測定可能

フタ付サンプル容器、ガラス容器、容器台、循環水ジャケットのセットが付属（SV-1A）

標準価格¥ 546,000（税抜）
標準付属・容器セット

・・・・・・・・・・

スタンドセット

SV-1A 標準付属品〈 2mL 〉（X-Y-Z ステージ付 計量部固定スタンド）（循環水ジャケット付）
セット…AX-SV-55（SV-1A/1H用）

・・・・・・・・・・

除振台 AD-1671A

SV-10A/100A標準付属品

ケーブル 1.5m 〈10mL /13mL/45mL 〉（脱着式）（循環水ジャケット付）
セット…AX-SV-54

2 mL から測定可能 !（SV-1A)（SV全機種にも使用可能）

耐侵食性の強い振動子（チタン製)
スタンドセット（X-Y-Zステージ付 計量部固定スタンド）標準付属
WinCT-Viscosity（標準添付）、USB接続可能各種容器標準付属（サンプル容器、ガラス容器、循環水ジャケット)●●●●●●●※機種によって付属品が異なります。

・フルレンジ1%の高い測定精度
0.3〜1,000mPa･s/0.3〜10,000mPa･s/・1,000〜100,000mPa･sと広い測定範囲
正確な温度検出・長時間の連続測定可能
・物性変化の連続測定可能
・
WinCT-Viscosity

リアルタイムグラフ化ソフト
WinCT-ViscosityおよびパソコンUSB端子にそのままつなげるシリアルUSBコン
バータ付属
対応OS：Windows XP、Vista、7、8、10

専用ソフトウェアWinCT-Viscosityにより、連続的自動測定 ̶ 自動終了が可能【測 定例】
粒度分布補正に必要となる粘度の測定
レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理
半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理
ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定
非イオン系界面活性剤の曇点測定
潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定

・・・・・・《 その他、測定サンプルについて、高粘度の少量測定については、お問い合わせください。
》
SV-1Aモデル
測定方式

0.3〜1,000mPa・s

表示範囲 ＊1

5%または 0.6mPa・sの大きい方（1〜100mPa・s）
最少サンプル量

1〜100Pa・s（1,000〜100,000mPa・s）

3%（1〜1000mPa・s）

5%〔1〜10Pa・s（1000〜10000mPa・s）〕

10mL
0〜160℃／0.1℃表示

ACアダプタ
（TB-248：100V 50Hz/60Hz、約14VA)￥546,000

標準価格（税抜）
JANコード0.3〜10,000mPa・s

2mL

試料温度測定部
電源

SV-100A

1％（標準偏差）

測定精度 ＊2 繰り返し性 ＊3
確度 ＊4

SV-10A

SV型（音叉振動式）／固有振動数 30Hz

4981046603270

4981046603287

4981046603492＊1 粘度の絶対値を求める場合は、
SV-Aシリーズの測定結果をその液体の密度［g/cm3］で除してください。
SV-Aシリーズは、測定原理から実際には、「粘度╳密度」の値を表示しているためです（SV-Aシリーズの表示される単位としては、3
実際にはmPa・s╳g/cm となっております）。
＊2 SV-1Aは、サンプル容器〈2mL〉、SV-10A、SV-100Aは、サンプル容器〈45ml〉
使用時＊3 液体に振動子を入れたままでの繰り返し測定＊4 温度範囲は20〜30℃、結露しない環境にて、粘度計校正用標準液での校正後の値。
測定が長時間に及ぶ場合は、必要に応じて定期的に標準液あるいは純水を利用した校正を行ってください。
注意）振動子に気泡が付着した場合は、測定精度に影響しますので、ご注意ください。
★ 別売品は裏面をご覧ください。
★ 高粘度の少量測定はご相談ください。

ハンディタイプ 音叉振動式 SV型粘度計★ 特許取得★

SV-H■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

シリーズ

標準価格

¥248,000（税抜）

ハンディタイプで使用場所を選びません!（キャリングケース標準装備）

現場でのインク粘度、塗料粘度も簡単に正確に測定 !
★ 詳細につきましては、SV-Aをご覧ください。

SV-1Hの組合せ例

ハンディタイプのSV-1Hにスタンド、容器、ソフトウェアを加えてシステムアップが可能※AX-SV-55容器セット使用・・・・※AX-SV-51スタンドセット使用・・・・・

別売品＊2
AX-SV-31-2.5＊1
粘度計校正用標準液（JS2.5）￥27,000（税抜）＊2AX-SV-31-5＊1
粘度計校正用標準液（JS5）￥27,000（税抜）＊2AX-SV-31-10＊1
粘度計校正用標準液（JS10）￥27,000（税抜）＊2AX-SV-31-20＊1
粘度計校正用標準液（JS20）￥27,000（税抜）＊1＊2AX-SV-31-50
粘度計校正用標準液（JS50）￥27,000（税抜）＊2AX-SV-31-100＊1
粘度計校正用標準液（JS100）￥27,000（税抜）＊1＊2AX-SV-31-200
粘度計校正用標準液（JS200）￥27,000（税抜）＊2AX-SV-31-500＊1
粘度計校正用標準液（JS500）￥27,000（税抜）＊2AX-SV-31-1000＊1
粘度計校正用標準液（JS1000）￥27,000（税抜）＊1＊2AX-SV-31-2000
粘度計校正用標準液（JS2000）￥29,000（税抜）＊2AX-SV-31-14000＊1 粘度計校正用標準液（JS14000）￥29,000（税抜）＊2AX-SV-31-160000＊1 粘度計校正用標準液（JS160000）￥29,000（税抜）
AX-SV-33
サンプル容器〈PC（ポリカーボネート）製、容量35〜45mL〉
付属品と同じもの、10個セット ￥10,000（税抜）
少量サンプル容器〈PC（ポリカーボネート）製、容量10mL 〉
10個セット、フタ10個付き ￥10,000（税抜）
AX-SV-34
ガラス容器（容量 約13mL ）￥19,500（税抜）
AX-SV-35￥10,000（税抜）
位置決め用ストッパー
AX-SV-36
循環水ジャケット〈本体：PC（ポリカーボネート）製、パッキン：シリコンゴム製〉、
AX-SV-37＊3￥15,000（税抜）
少量サンプル容器、フタ各4個付き
AX-SV-38￥5,000（税抜）
ガラス保存容器（容量 約60mL、内径47mm）、10個セット＊4￥10,000（税抜）
AX-SV-39
プラスチック保存容器（容量 120mL ）、20個セット
AX-SV-42￥60,000（税抜）
アナログ電圧出力（0〜1V）￥25,000（税抜）
AX-SV-43
延長ケーブル（5m） 計量部と表示部接続延長用
AX-SV-51＊5
スタンドセット(X-Y-Zステージ付き計量部固定スタンド、SV全機種に使用可能） ￥140,000（税抜）￥70,000（税抜）
AX-SV-52
X-Y-Zステージ（SV全機種に使用可能）￥98,000（税抜）
AX-SV-53-JA＊6
ソフトウェアセット（シリアルUSBコンバータ付属、SV全機種に使用可能）＊7
AX-SV-54
容器セット〈10mL /13mL /45mL 〉（循環水ジャケット付き、SV全機種に使用可能） ￥60,000（税抜）￥60,000（税抜）
AX-SV-55＊8
容器セット〈2mL 〉（循環水ジャケット付き、SV-1A/1H用）￥10,000（税抜）
AX-SV-56-1
容器ホルダー（透明）〈PC(ポリカーボネート）製、容量2mL用〉
5個セット￥10,000（税抜）
AX-SV-56-2
容器ホルダー（黒）〈PC(ポリカーボネート）製、容量2mL用〉
5個セット￥10,000（税抜）
AX-SV-57
容器台（容量2mL用）
2個セット￥15,000（税抜）
AX-SV-58
サンプル容器〈PC(ポリカーボネート）製、容量2mL 〉
フタ付き100個セット￥30,000（税抜）
AX-SV-59
ガラス容器（容量2mL ）5個セット、容器台1個￥32,000（税抜）
AX-SV-60
角型ガラス容器（容量2mL ）2個セット￥120,000（税抜）
AX-SV-61
電磁スターラー（リモート・マイクロ型）￥3,000（税抜）
AX-SV-62-1
RV/SV用本体カバー（測定部用）￥1,000（税抜）
AX-SV-62-2
RV/SV用表示部・コントローラ部カバー￥4,000（税抜）
AX-SV-63
RV/SV用ディスポ容器10ｍＬ、40個入り（SV-Hは使用不可）￥10,000（税抜）
AX-USB-25P
USBコンバータ・ケーブルセット￥65,000（税抜）AD-8127
マルチプリンタ￥48,000（税抜）AD-8126
ミニプリンタ￥78,000（税抜）AD-1671A
除振台￥35,000（税抜）AD-1686
超音波洗浄器￥40,000（税抜）AD-1687
環境ロガー￥18,000（税抜）AD-1688
計量データロガー￥16,000（税抜）AD-8527
クイックUSBアダプタ￥3,500（税抜）
AX-TB248
ACアダプタ（標準付属品）・・・・・・・・・・・・・・・・〈 使用可能な粘度計校正用標準液 〉
SV-1A／1H
AX-SV-31-2.5
AX-SV-31-5
AX-SV-31-10
AX-SV-31-20
AX-SV-31-50
AX-SV-31-100
AX-SV-31-200
AX-SV-31-500
AX-SV-31-1000
AX-SV-31-2000
AX-SV-31-14000AX-SV-31-160000

○○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○○

̶

○

̶○

̶̶̶̶̶̶̶

̶̶

測定方式

2mL〜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・※AX-SV-51 スタンドセット使用＊1：使用可能な機種については、下表「使用可能な粘度計校正用標準液」参照＊2：容量500mL、JIS Z8809に基づく証明書付き＊3：循環水ジャケットはホースの屈曲などによる、内圧がかからない状態で使用ください。
（水流が止まり、圧力がかかると破損する事があります）＊4：密閉性に優れ液漏れしにくい。本体・フタ：PP（ポリプロピレン）、
中フタ：LDPE（低密度ポリエチレン）＊5：計量部固定スタンド 1個、X-Y-Zステージ 1個、サンプル容器〈PC(ポリカーボネート）製、容量2mL〉
フタ付き 1個、容器ホルダー〈PC(ポリカーボネート）製、容量2mL用〉 1個、サンプル容器〈PC(ポリカーボネート）製、
容量45mL〉 1個＊6：WinCT-Viscosity 1個、RS-232Cケーブル 1個、シリアル-USBコン
バータ 1個＊7：サンプル容器〈PC(ポリカーボネート）製、容量45mL〉 5個、少量サンプル
容器〈PC(ポリカーボネート）製、容量10mL〉 5個、ガラス容器（容量13mL）2個、循環水ジャケット 1個＊8：サンプル容器〈PC(ポリカーボネート）製、容量2mL〉
フタ付き 10個、ガラス容器（容量2mL） 10個、容器ホルダー〈PC(ポリカーボネート）製、容量2mL用〉透明 3個、黒 3個、容器台（容量2mL用） 1個、循環水ジャケット1個、サンプル容器〈PC(ポリカーボネート）製、容量45mL〉 5個

・「5%または 0.6mPa・sの大きい方（1〜100mPa・s）

̶

最少サンプル量̶電源̶

JANコードSV-10H

SV-100H

0.3〜10,000mPa・s

1〜100Pa・s（1,000〜100,000mPa・s）

1%（標準偏差）

測定精度 ＊2 繰り返し性 ＊3
確度 ＊4」の付いている別売品は、ホームページで形状が確認できます。
（写真あり）

SV型（音叉振動式）／固有振動数 30Hz

0.3〜1,000mPa・s

表示範囲 ＊1̶̶・・・・・・・・・・・・・・・・AX-SV-55
容器セット使用

SV-1H

モデル

SV-10A／10H SV-100A／100H・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・粘度検出部

3%（1〜1000mPa・s）

2mL〜（AX-SV-55使用時）

5%〔1〜10Pa・s（1000〜10000mPa・s）〕

10mL（AX-SV-34使用時）
0〜160℃／0.1℃表示

̶

試料温度測定部

̶標準価格（税抜）△＊1 粘度の絶対値を求める場合は、SV-Hシリーズの測定結果をその液体の密度［g/cm3］で除してください。
SV-Hシリーズは、測定原理から実際には、「粘度╳密度」の値を表示しているためです（SV-Hシリーズの表示される単位としては、実際にはmPa・s╳g/cm3となっております）。
＊2 SV-1Hは、サンプル容器〈2mL〉、SV-10H、SV-100Hは、サンプル容器〈45mL〉使用時＊3 液体に振動子を入れたままでの繰り返し測定＊4 温度範囲は20〜30℃、結露しない環境にて、粘度計校正用標準液での校正後の値。
測定が長時間に及ぶ場合は、必要に応じて定期的に標準液あるいは純水を利用した校正を行ってください。
注意）振動子に気泡が付着した場合は、測定精度に影響しますので、ご注意ください。

○○△ SV-100A／100Hで校正する場合、25℃以下でご使用ください。

株式会社
本社：〒170-0013 東 京 都 豊 島 区 東 池 袋 3 丁 目 2 3 番 1 4 号
TEL.03-5391-6128（直）FAX.03-5391-6129■ 札 幌 出 張 所 TEL.011-251-2753（代）FAX.011-251-2759■ 仙 台 出 張 所 TEL.022-211-8051（代）FAX.022-211-8052■ 宇 都 宮 営 業 所 TEL.028-610-0377（代）FAX.028-633-2166■ 東 京 北 営 業 所 TEL.048-592-3111（代）FAX.048-592-3117■ 東 京 南 営 業 所 TEL.045-476-5231（代）FAX.045-476-5232■ 静 岡 営 業 所 TEL.054-286-2880（代）FAX.054-286-2955■ 名 古 屋 営 業 所 TEL.052-726-8760（代）FAX.052-726-8769■ 大 阪 営 業 所 TEL.06-7668-3900（代）FAX.06-7668-3901■ 広 島 営 業 所 TEL.082-233-0611（代）FAX.082-233-7058■ 福 岡 営 業 所 TEL.092-441-6715（代）FAX.092-411-2815

http://www.aandd.co.jp

ACアダプタ
（TB-248：100V 50Hz/60Hz、約14VA)￥248,000
4981046603089

安全上のご注意

4981046603096

4981046603102● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

http://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166
Windows, Windows Vista, Excel, Wordは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

● 本カタログの内容は2017年12月現在のものです。
＊SV-A-ADJC-08-PR7-17c02GP