C &U
CREATIVE& UNIQUE

伝導性EMI試験システム -Precompliance-

MR2150

MR2150は伝導性EMI試験のプリコンプライアンス用システムです。正規EMCサイトで行う本試験の前に本システムを使ってデバッグ評価をすることで、開発コストを大幅に削減できます。

EMI測定用PCソフトウェア
MAS430/MAS530

LISN(擬似電源回路網)
MPW201B

スペクトラム/シグナルアナライザ
MSA438E/538E/558E

システムの特長●コストパフォーマンスのよいEMI試験のプリコンプライアンス用システム
スペクトラム/シグナルアナライザ、LISN、及びPCソフトウェアが全て自社開発のため、システム全体の使いやすさや動作安定性が十分確認されています。また、それぞれがリーズナブルな価格であり、コストパフォーマンスの高い試験環境を提供しています。

●スペクトラム/シグナルアナライザは2002年の発売以来好評のハンディ型MSAシリーズ
掃引方式スペクトラムアナライザのMSA438E、及びリアルタイム方式プラス掃引方式シグナルアナライザのMSA538E/558Eの中から、予算や性能/機能に応じて選択することができます。

●豊富なソフトウェア機能によるEMI試験の効率化
EMI測定用PCソフトウェアは、LISNとケーブルの挿入損失を補正することができます。また自動シーケンス測定により、広い周波数帯域において指定レベル以上のPK(ピーク値)を抽出後、帯域を絞って抽出したスペクトルのQP(準ピーク値)とAV(平均値)を測定します。したがって、測定時間を大幅に短縮できます。

●LISNは業界最廉価水準で、また優れた可搬性
LISNは、トランジェントリミッタを内蔵しながらも、最廉価の水準です。また、他社品よりも小型軽量で可搬性に優れています。ハンディ型スペクトラム/シグナルアナライザとともに機動性の高さを活かし、限られたスペースで簡単に試験環境を構築できます。

測 定 例●サンプルEUT（スイッチング電源）のEMI試験例
下図は、非シールド実験室でのMR2150(MSA558E、MPW201Bを使用)と正規サイトのコンプライアンスシステ
ムのEMI試験結果です。図中の最大ノイズピークにおけるQP値とAV値を両者で比較すると、±3～±4dB程度以内の差で一致しています。 よって、これらのノイズ源を事前に把握し、対策/改善を図ることによって、実際の試験コストの削減に寄与します。

[ MR2150とコンプライアンスシステムによるEMI試験結果の比較 ][ MR2150による試験結果(N相) ][ MR2150による試験結果(L相) ][ コンプライアンス試験結果(N相) ][ コンプライアンス試験結果(L相) ]

レ
ベルレ
ベル

[dBμV][dBμV]<VCCI ClassB>
限度値(QP)
限度値(AV)<試験結果>
PK(N)
PK(L)
QP
AV

[MHz]

[MHz]

MPW201B

PC

MSA558E
サンプルEUT

グランド
プレーン
木製テーブル[ MR2150による試験風景(イメージ) ]

仕様

●システム
項目

MR2150測定周波数範囲※1

150kHz～30MHz

対応規格 ※2※1※2

EMIトータル試験システムMR2300の構成品のうち、伝導性EMI試験に関わるアイテムでパッケージしたシステムです。
表中にない規格についても、PCソフトウェア内のフォーマットにリミットライン情報を入力することによって対応可能になります。

●スペクトラム/シグナルアナライザ
項目
測定周波数50kHz～3.3GHz

20kHz～3.3GHz

20kHz～8.5GHz

掃引モード:0Hz(ゼロスパン),
100kHz～2GHz(1-2-5ステップ)及び3.3GHz(フルスパン)

掃引モード:0Hz(ゼロスパン),
100kHz～5GHz(1-2-5ステップ)及び8.5GHz(フルスパン)

ﾘｱﾙﾀｲﾑﾓｰﾄﾞ:20kHz～20MHz(1-2-5ｽﾃｯﾌﾟ)

ﾘｱﾙﾀｲﾑﾓｰﾄﾞ:20kHz～20MHz(1-2-5ｽﾃｯﾌﾟ)

300Hz～3MHz(1-3ステップ)
及びAUTO

300Hz～3MHz(1-3ステップ)
及びAUTO

センター周波数設定分解能

周波数スパン

分解能帯域幅(3dB 帯域幅)0Hz(ゼロスパン),
200kHz～2GHz(1-2-5ステップ)及び3.3GHz(フルスパン)

及びAUTO

EMI用分解能帯域幅(6dB 帯域幅)
分解能帯域幅選択度

1:12(代表値)@3dB:60dB

1:4.5(代表値)@3dB:60dB

1:4.5(代表値)@3dB:60dB

ビデオ帯域幅

100Hz～1MHz(1-3ｽﾃｯﾌﾟ)及びAUTO

100Hz～3MHz(1-3ｽﾃｯﾌﾟ)及びAUTO

100Hz～3MHz(1-3ｽﾃｯﾌﾟ)及びAUTO

平均雑音レベル(@1GHz)-162dBm/Hz(代表値)-162dBm/Hz(代表値)-157dBm/Hz(代表値)10ms～30s (1-3ステップ)及びAUTO

振幅表示ダイナミックレンジ
表示スケール
RF入力コネクタ
掃引時間

10ms～30s (1-3ステップ)及びAUTO

10ms～30s (1-3ステップ)及びAUTO

外部トリガ

有り

有り

有り

EMI検波方式

PosPK(ポジティブピーク),QP(準ピーク), AV(平均)検波

PosPK(ポジティブピーク),QP(準ピーク), AV(平均)検波

PosPK(ポジティブピーク),QP(準ピーク), AV(平均)検波

液晶表示器

5.7インチカラー
VGA (640x480 ドット)5.7インチカラー
VGA (640x480 ドット)5.7インチカラー
VGA (640x480 ドット)

電池動作時間/電池残量表示

4時間/5段階表示

4時間/5段階表示

4時間/5段階表示

通信インターフェース

USB2.0対応

USB2.0対応

USB2.0対応

USBメモリ

A端子

A端子

A端子

(突起物、保護ラバー、スタンドは含まず)(突起物、保護ラバー、スタンドは含まず)(突起物、保護ラバー、スタンドは含まず)

約1.8kg (バッテリを含む）

約1.8kg (バッテリを含む）

約1.8kg (バッテリを含む）

波形表示画素数

大きさ
重さ●LISN (擬似電源回路網)
項目
周波数範囲

150kHz～30MHz

回路形式

50Ω/50μH、V型(CISPR16-1準拠)

インピーダンス誤差

大きさ ±20%、位相角 ±11.5°

測定線路相数単相

最大電源電圧
定格電流
電源周波数
RFコネクタトランジェントリミッタ
大きさ
重さ

内蔵
(突起物除く)約2.3kg[参考]
電源ノイズの測定値は電源ラインインピーダンスの影響を受けますが、LISNを電源ラインに挿入することによって、EUTから見た電源ラインのインピーダンスを一定にすることができます。ただし、LISNにおけるEUTポートインピーダンスの許容値(大きさ：±20%(±10Ω)、位相角：±11.5°)がCISPR16-1で規定されています。
右図の測定結果より、MPW201Bは規格を満たしていることがわかります。
]

価 格 表●スペクトラム/シグナルアナライザ、及びPCソフトウェア
品

目MSA438E

EMI測定用MAS430

ソフトウェアMAS530計

価MSA558E¥889,000¥1,300,000¥98,000¥98,000¥98,000¥70,000¥70,000¥70,000¥766,000¥1,057,000¥1,468,000

ケーブル、アダプタ類 ※合MSA538E¥598,000

本体格※ BNC(P)/SMA(P)変換アダプタ、SMA(P)/SMA(P)同軸ケーブル、SMA(J)/SMA(J) ハイパスフィルタ、SMA(J)/N(P)変換アダプタ、USBケーブル…各々×1●LISN (擬似電源回路網)型

番

AC/DC電源

最大電圧/定格電流

測定線路相数AC電源価格単相¥250,000

LISN1※AC/DC電源共用

単相見積依頼LISN2※

AC/DC電源共用

単相 / 三相

見積依頼

LISN3※

AC/DC電源共用

単相 / 三相

見積依頼

LISN4※

AC/DC電源共用

単相 / 三相

見積依頼

LISN5※

AC/DC電源共用

単相 / 三相

見積依頼※ 詳細はお問合わせ下さい。

●オプション[ 漏電対策 / 一次側電源安定化 ]品

LISNと商用電源の間に設置することで漏電を防ぎ、また商用電源変動の影響をシミュレートすることができます。

目用

途

電源容量

ノイズカットトランス

漏電対策

安定化電源装置

電源変動シミュレーション(漏電対策含む)
電源変動シミュレーション(漏電対策含む)安定化電源装置

測定線路相数※価格

単相（出力単相2線）

見積依頼

単相（出力単相2線）

見積依頼

単相（出力単相2線）

見積依頼※ 出力単相3線、または3相の対応についてはご相談下さい。

[ 規格試験対応 ]品

グランドプレーンから一定距離のEUT設置を規格で要求しています。
目型番寸法

材

質

価

格

グランドプレーン

特注品※200cmx200cm(規格)

アルミ（A5052P-H34）

見積依頼

非導電性テーブル

特注品※

高さ40cm(規格)

木材

見積依頼

※ 仕様についてはご相談下さい。

[ デバッグツール ]品

スペクトラム/シグナルアナライザに接続することで、EUTにおけるノイズ源/伝播経路分析等のデバッグが可能です。

目型

番

対応周波数付属品

価格

磁界プローブCP-2SA

10MHz～3GHz

変換アダプタ、同軸ケーブル ※見積依頼

磁界プローブMP-10LA

150kHz～1GHz

変換アダプタ、同軸ケーブル ※見積依頼※ 変換アダプタ (CP-2SA)：SMA(J)/SMA(J) 及び L 字型 SMA(P)/SMA(J) が各 1、変換アダプタ (MP-10LA)：L 字型 SMA(P)/SMA(J)
同軸ケーブル： SMA(P)/N(P) 1 本

測定系イメージ図
電源ケーブル

ﾉｲｽﾞｶｯﾄﾄﾗﾝｽ
安定化電源装置
伝導性ノイズ 同軸ケーブル
デバッグツール

非導電性テーブル

磁界プローブCP-2SA
MP-10LA

シグナルアナライザ
グランドプレーン

ソフトウェアによるアナライザ設定

測定用ソフトウェア
ケーブル

ソフトウェアによる測定データ取込※仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。 ※上記価格は、2023年10月現在（税抜き）

取扱店

マイ ク ロ ニク ス株式会社〒193-0934 東京都八王子市小比企町2987-2

TEL.042(637)3667 FAX.042(637)0227
URL: https://micronix-jp.com/

E-mail: micronix_j@micronix-jp.com

CA2310