ABML2011

O2-4

2011年11月3日-5日 東京（芝浦工業大学)

シールデッドループコイルを用いた血液の比透磁率測定に関する検討‐測定における浮遊容量の影響評価と低減‐

Investigation of measurement method for relative permeability of the blood using shielded loop coil
○西田大輔* 山本隆彦* 越地耕二**東京理科大学
Daisuke Nishida, Takahiko Yamamoto, Kohji Koshiji
Tokyo University of Science

Abstract: It is useful for EMC (Electromagnetic compatibility) evaluation of medical devices to use phantoms mimicking theelectrical characteristics of the living body because of the difficulty of the EMC evaluation using the living body in the view
points of individual difference, repeatability and animal right. However, no magnetic characteristics are considered inconventional phantoms, and also there is no measurement fixture to measure the relative permeability of the liquid with lowpermeability and high permittivity like the blood containing the iron content. In this paper, a measurement device of relative
permeability using coaxial cable for the liquid with low permeability and high permittivity was proposed and made on anexperimental basis.
Key words: Measurement, permeability, permittivity, coaxial cable, blood
1．はじめに2002 年 の 薬 事 法 改 正 に よ り 医 療 機 器 は 電 磁 適 合 性(EMC：Electromagnetic Compatibility)(1,2)を満足することが義務化された．体内埋込型や密着型の医用機器は，生体の影響を考慮した EMC 評価を行うことが重要である．しかしながら，人体実験には種々の制限があり，動物実験も動物福祉の原則 3R(3)に代表されるように欧州地域を中心に禁止の風潮が強まっている．また，再現性や動物の個体差の観点から EMC 評価に生体を用いることは困難である．このため，これらの代替案として人体の電気的・磁気的特性（比誘電率ε’，導電率 σ，比透磁率 μ’）を模擬した模擬生体（ファントム）を EMC 評価に用いることが有用である．従来のファントム (4)は，電気的特性である比誘電率と導電率は十分に考慮された上で模擬されている．しかしながら，比透磁率に関しては十分な考慮がなされていない．このため，生体の磁気的特性を測定し，これを模擬したファントムを作成することで，生体の電気的・磁気的特性を十分に考慮したEMC 評価を行うことが可能と考えられる．生体の中で磁気的特性を考慮する必要のある例として，鉄分などの観点から磁性物質が含まれていると考えられる血液が挙げられる．
およそ 12 MHz 以上の周波数帯においては，導波管法，同軸管法等の測定方法(5)が存在するため，血液の透磁率を測定可能であると考えられる．しかしながら，これ以下の周波数帯域においては，低透磁率・高誘電率である血液の比透磁率を測定することが可能な治具が存在しない．したがって，血液の充填・除去が容易な構造を有する，比透磁率を測定可能な治具が望まれている．
本研究では，100 kHz~12 MHz の周波数帯域における，低透磁率・高誘電率な液体物質の比透磁率測定を目的とし，同軸ケーブルを用いることにより巻線間の浮遊容量を低減した測定治具の検討，試作を行った．

2．平行平板コンデンサによる比誘電率測定
コイルを治具として使用し，試料の比透磁率を測定する場
合，巻線間の浮遊容量の影響が問題となる．Fig.1 に浮遊容量を考慮したコイルの等価回路を示す．

Fig.1 Equivalent circuit of coil with parasitic capacitance
ここで，Leff を比誘電率の影響を含んだコイルの実効インダクタンス，L をコイル自体の自己インダクタンス，C を浮遊容量とすると，Leff は式(1)で表せる．

Leff L1 2L C(1)

実測結果となる Leff は比誘電率の影響によりコイル自体のインダクタンス L と比較して増大することがわかる．さらに
浮遊容量 C は，真空中におけるコイル巻き線間の静電容量をC0，試料の比誘電率を εr とすると，式(2)により与えられる．

C   r C0(2)
このため，あらかじめ εr を測定する必要がある．そこで，Fig.2 に示す平行平板コンデンサを用いてブタの血液の比誘電率を測定した．平行平板コンデンサの寸法は，高さ 10 cm，横幅 5 cm の銅板で，極板間距離は 2 cm とした．
ネットワークアナライザを用いて S11 を測定することによりリアクタンス成分から静電容量 C を算出する．比誘電率をεr，真空の誘電率を ε0，極板間距離を d，銅板の面積を S とすると，比誘電率 εr は式(3)で算出できる．以上により測定を行った血液の比誘電率の周波数特性を Fig.3 に示す．

O2-4-1r Cd0S(3)

Fig.5 Self inductance with and without pig blood as a functionof frequency
空気中でのインダクタンス測定における自己共振周波数は 100 MHz であったが，血液充填時には自己共振周波数は浮遊容量の増大のために 21 MHz に低下し，21 MHz 以上の周波数帯では，この試作コイルによる透磁率測定は不可能である
ことがわかる．
4．シールド構造を有する巻線を用いた測定治具の提案と試作
浮遊容量の影響を低減することを目指し，外導体の直径が1 mm のシールド構造を有する同軸ケーブルを巻線として使用し，その外導体の一部を接地する治具の試作・検討を行った．同コイルの外観を Fig.6 に，等価回路を Fig.7 に示す．Fig.7
は Fig.6 のループを引き延ばした場合の図である．

Fig.2 Measurement device of blood permittivity

Fig.3 Relative permittivity of pig blood as a function offrequency
Fig.3 より，特に低周波数帯において血液の比誘電率は高い．
このため，比透磁率測定の際には比誘電率の影響を十分に考慮しなければならないことがわかる．コイルの巻き数を尐な
くし巻線間隔を広げることで浮遊容量を低減できるが，インダクタンスも減尐する．このため，低透磁率を正確に測定することは困難になる．
3．従来の比透磁率測定方法
より正確に比透磁率の測定を行うためには，治具の構造が漏れ磁束が尐ないトロイダル型であることに加えて，コイルと測定試料との間に他の媒質を極力介さないことが重要である．ここでは，これらを満足する測定治具として，大小直径がそれぞれ 7 cm，3 cm の 2 つの塩化ビニル管を用意し，アクリル板に同心軸状に貼り付け，その間にコイルを挿入することで，測定試料とコイルの間に他の物質が介在しない構造とし，しかも尐量の測定試料のみでの比透磁率測定を可能とした．ここでは直径 0.5 mm の導線を使用した．
浮遊容量の影響が小さく，再現性の高い測定を可能とするため，巻き数 15 回のコイルを採用した(6)．コイルのトロイドの直径は 1 cm とした．測定治具の外観を Fig.4 に示す．

Fig.6 Measurement device of blood relative permeability using
coaxial cable coil of 1 turnStart of the loop

Inside conductor

End of the loop

Outside conductor

Fig.4 Measurement device of blood relative permeability using atoroidal solenoid coilFig.5 に空気中および血液充填時における試作コイルのインダクタンスの測定結果を示す．

Fig.7 An equivalent circuit of coaxial cable coil of 1 turnコイルに同軸ケーブルを用いることで，巻線間に発生する浮遊容量の影響を低減することができる．さらに同軸ケーブ
ルの外導体の巻き始めを内導体の巻き終わりと短絡し，外導体の巻き終わりを測定器接続用コネクタから絶縁する工夫を施した．これは，シールデッドループアンテナ(7)の原理を用い，巻線の外導体を内導体の一端に短絡することにより浮遊容量の影響低減を目指したものである．このような構造とすることにより，電界結合を低減すると同時に，内導体は測定用コイルとして動作する．
O2-4-2

試作治具で測定試料充填時の実効インダクタンス Leff’，空気中の実効インダクタンス Leff を測定することで比透磁率 μ’は式(4)より求めることができる．

' Leff

'Leff

(4)

試作治具により浮遊容量の影響をどの程度低減可能であるかを調べるために，比較の対象として単線を巻線とした同寸法の 1 回巻のコイル(巻線の直径は 0.5 mm)を試作した．単線を使用した試作コイルの外観を Fig.8 に示す．
Fig.10 Photograph of device with ferrite

Fig.8 Measurement device of blood relative permeability using
a solid wire
浮遊容量の影響を確認するため，巻線を同軸ケーブルとした治具，巻線を単線とした治具を用いてそれぞれ空気中および精製水中の自己インダクタンスを測定した．Fig.9 に測定結果を示す．

Fig.11 Relative permeability of device with ferrite as a function offrequency
巻線が単線および同軸ケーブルのいずれのコイルもほぼ同様の特性を示した．したがって，シールド構造を有するケーブルを用いた試作治具で比透磁率が測定可能であることが明らかになった．しかしながら，試作コイルは 1 回巻であり，形成される磁路すべてに測定試料が満たされている構造ではない．このため，試料および空気を含んだ実効的な透磁率が測定されていると考えられる．このため，測定治具はトロイダル型であることが望ましいが、ここでは， 次のステップとして，同軸ケーブルを用いて 2 回巻のコイルを試作し，検討した．2 回巻のコイルの外観を Fig.12 に，等価回路をFig.13 に示す。Fig.13 は Fig.12 のループを引き延ばした場合のものであり，左半分が 1 巻目，右半分が 2 巻目を表している．

Fig.9 Self inductance with and without water as a function offrequency
いずれの治具も 30 MHz 以下の周波数帯においてはほぼ等しい自己インダクタンスを有している．また，それぞれの治具において，fair を空気中測定時の自己共振周波数，fwater を精製水中測定時の自己共振周波数とすると，式(5)により浮遊容量の影響の度合いを知ることができる．

 [%] f air  f water 100f air(5)式(5)より，単線を用いた治具のαは 49.5 %，同軸ケーブルを用いた治具のαは 6.9 %となり，シールド構造を有するケーブルを巻線として使用することにより，浮遊容量の影響を低減可能であることが明らかになった．
巻線を同軸ケーブルおよび単線とした試作治具を用いて比透磁率測定を行い，比較した．透磁率測定の試料として，
Fig.10 に示すように巻線部分にトロイダルフェライトをクランプした．比透磁率の測定結果を Fig.11 に示す．

Fig.12 Measurement device of blood relative permeability using
coaxial cable coil of 2 turns

First winding

Second winding

Fig.13 An Equivalent circuit of coaxial cable coil of 2 turns
O2-4-3コイルの構造は Fig.13 に示すように， 1 巻目の巻き終わりにおいて外導体を 2 巻目の外導体から絶縁し， 2 巻目の巻き始めにおいて外導体と内導体を短絡した．また，内導体の 2巻目の巻き終わりと外導体の 1 巻目の巻き始めを短絡した．
さらに，外導体の 2 巻目の巻き終わりを測定器接続用コネクタから絶縁した．2 巻目の始点の内外導体を短絡しているため，コイルに影響を及ぼすキャパシタンスとして 1 巻目の内外導体間キャパシタンスのみを考慮すればよいことになる．
同軸ケーブルを用いた 1 回巻コイルと 2 回巻コイルの空気中の自己インダクタンスを測定し周波数特性を比較することで，2 回巻コイルの内外導体間キャパシタンスの影響を考察した．Fig.14 に測定結果を示す．

Fig.14 Self inductance without water as a function of frequency
Fig.14 より，1 回巻コイルの等価回路を L1，C1 の並列回路とすると，

1  1C1  1(6)L1C1L112 1L1 (2f1 ) 2≒ 22.3[ pF ](7)となる．同様に 2 回巻コイルの等価回路を L2，C2 の並列回路とすると，

C2 ≒ 25.3[ pF ](8)となる．したがって，2 回巻コイルの内外導体間キャパシタ
ンスは 1 巻目を考慮していればよいということを示した．
以上の工夫を施したコイルと同寸法で単線を 2 回巻いたコイルとの比較を行った．浮遊容量の影響を確認するため，空気中および精製水中においてこれらのコイルの自己インダクタンスを測定した．Fig.15 に測定結果を示す．

Fig.15 Self inductance with and without water as a function offrequency
両者は 16 MHz 以下の周波数帯においてほぼ等しい自己インダクタンスを有している．式(5)より，単線を用いた治具のαは 76.5 %，同軸ケーブルを用いた治具のαは 11.8 %となり，同軸ケーブルを用いたコイルは巻き数を増やした上でも浮遊容量の影響を低減可能であることが明らかになった．次に，それぞれのコイル巻線部分にトロイダルフェライトコアをクランプした場合の自己インダクタンスを測定し，式(4)により比透磁率を算出した．結果を Fig.16 に示す．

Fig.16 Relative permeability of device with ferrite core as afunction of frequency
巻線が単線および同軸ケーブルのいずれのコイルもほぼ同様の特性を示した．また，1 回巻のコイルの場合とほぼ等しい比透磁率が得られ，2 回巻のコイルでも比透磁率が測定可能であることを確認した．さらに，自己共振周波数を低下させることなく巻数を増やすことが可能となり，高誘電率，低透磁率を有する液体の，浮遊容量の影響を受けにくい比透磁率測定が可能となることが示唆された．
5．まとめ
コイル巻線間の浮遊容量を低減することにより，血液をはじめとする，低透磁率，高誘電率液体物質の比透磁率測定のためのコイル治具の試作・検討を行った．シールド構造を有する巻線として同軸ケーブルを利用したシールデッドループコイルを試作し，原理を示した．また，シールデッドループコイルの自己共振周波数により浮遊容量の影響を低減可能であることを明らかにした．しかしながら，本稿において述べた試作治具は，2 回巻コイルを基本構造としており，コイルにより作られる磁路全体を測定対象物で満たす上で十分とはいえない．今後，測定試料で磁路全体を満たすことができる，シールド構造を有するトロイダル型コイルを基本構造とした測定治具の試作・検討を行う予定である．
6. 参考文献(1) J. Wang，T. Saito，O. Fujiwara“Uncertainty Evaluation of Dosimetry Due to Plastic holder for
Restraining Small Animal in Vivo Near Field Exposure
Setup”,IEEE TRANS.Electromagnetic Compatibility, VOL.46,NO.2, pp.263-267(2)柴 建次，越地 耕二“完 全 埋 込 型人 工 心臓 用経皮 エ ネル ギ ー伝 送シ ス テムのEMC”，電気学会論文誌 C，第 123 巻第 7 号，pp.1219-1227(3) http://www.asas.or.jp/jsaae/bo.html(4) 清山航，山本隆彦，越地耕二，柳光江，池田芳則“医療機器における EMC 評価用模擬生体の電気的特性測定システムの開発”，第 47 回日本生体医工学会大会，PS2-3-29，p.655(5)http://www.keycom.co.jp/jproducts/dps/dps08/page.html(6)西田大輔，山本隆彦，越地耕二“血液の比透磁率測定に関する検討”，第 22 回「電磁力関連のダイナミクス」シンポジウム，20A5-3，p306-309(7)高島誠，藤井勝巳，岩崎俊“ダブルギャップシールデッドループアンテナの磁界複素アンテナ係数の測定”，電気情報通信学会論文誌 B，VOL. J84-B
No.11，pp2066-2070

O2-4-4