シグナル（スペクトラム）アナライザ MSA500シリーズ
基本機能・簡易操作マニュアル

マイクロニクス株式会社
Date：2019/10/7 Ver.1.2

Agenda・外観-------------------------------------------------------- 3
・取扱上の禁止・警告------------------------------------ 4
・簡単設定ガイド(はじめに) ----------------------------------- 5・(中心周波数の設定)---------------- 6・(周波数スパンの設定)-------------- 7・(基準レベル)-------------------------- 8・(BW・SWEEPの設定)--------------- 9・(マーカ表示)------------------------- 10・(演算機能)--------------------------- 11・(波形保存-CSVデータ)------------- 12・(波形保存-BMPデータ)----------- 13・(リアルタイムモード切替)--------- 14・(トリガ機能)-------------------------- 15
・屋外での視認性を上げる---------------------------- 162

外観■小型・軽量 1.8kg
出張先や屋外での測定に大変便利です。
■USBメモリ
外部メモリとしてUSBメモリを使用することができます。
画面はBMP形式で、スペクトル波形と設定パラメータはCSV形式で記録されます。
■約4時間のバッテリ動作
充電時間は4時間です。

3

取扱上の禁止・警告
測定時には、測定帯域内および帯域外にかかわらず、入力信号が基準(リファレンス)レベルを超えないように設定して下さい。測定レベルが飽和し、正しい測定ができなくなります。
測定帯域外に基準レベルを超える信号がある場合は、適切なRFフィルタを使用して下さい。

電源ON動作中、RF入力コネクタが発熱しますが、正常動作です。
やけどの恐れがありますので、不用意にRF入力コネクタに触れないようご注意下さい。

4

簡単設定ガイド(はじめに)①【はじめに】①RF INにアンテナを接続します。
スペアナ側の端子はN(J)タイプです。

②③②ACアダプタ給電で使用する場合は、本体右側のDC INにプラグを差し込みます。
バッテリの充電は、主電源OFF時のみ行われます。

③スペアナの主電源を入れます。
電源投入時は、必ず”掃引モード”で起動します。
リアルタイムモードに設定したまま電源OFFしても解除されて起動します。

◇マーク：フロントボタン■マーク：ファンクションキー

5

簡単設定ガイド(中心周波数の設定)【中心周波数の設定】・測定したい周波数をセンターに合わせます
・設定分解能：100Hz
・3種類(①～③)の入力方法があります③①テンキー操作による中心周波数の設定 (例：2.45GHz)
FREQ◇ → F6 TenKey MODE■ → 2◇ → ．◇ → 4◇ → 5◇ → GHz◇①②
◇マーク：フロントボタン■マーク：ファンクションキー②ダイヤル操作による中心周波数の設定
FREQ◇ → ダイヤル◇
ダイヤルのステップ量を変更する場合は、F4 EncStep■ を繰り返し押します。

③ステップキーによる設定
FREQ◇ → F1 により、中心周波数が低くなります
FREQ◇ → F2 により、中心周波数が高くなります
ステップキーのステップ量を変更する場合は、F3 KeyStep■ を繰り返し押します。

6簡単設定ガイド(周波数スパンの設定)【周波数スパンの設定】
・画面の横幅。中心周波数を基準に、観測したい周波数範囲を指定します。

②①◇マーク：フロントボタン■マーク：ファンクションキー

・設定範囲(MSA538)：0Hz、100kHz～2GHz(1-2-5 step)、3.3GHz(Full Span)(MSA558)：0Hz、100kHz～5GHz(1-2-5 step)、8.5GHz(Full Span)(リアルタイムモード)：20kHz～20MHz(1-2-5 step)①ダイヤル操作による設定
SPAN◇ → ダイヤル◇②フルスパンはファンクションキーでの設定ができます
SPAN◇ → F2 FULL SPAN◇③ゼロスパンはファンクションキーでの設定ができます
SPAN◇ → F3 ZERO SPAN◇

7

簡単設定ガイド(基準レベル)【基準(REF)レベルの設定】
・画面最上部のレベル設定。入力信号レベルが画面上部にくるように合わせます。
・入力信号が微弱な場合は、値を小さくします。
・入力信号が大きい場合は、値を大きくします。
・設定範囲：+10dBm～-60dBm(1dB step)①※基準レベルの値が -40dBmのとき、最高感度となります。
※内部ATT自動で変化しますが、測定結果には影響しません。

①ダイヤル操作による設定
REFER◇ → ダイヤル◇◇マーク：フロントボタン■マーク：ファンクションキー

測定時には、測定帯域内および帯域外にかかわらず、入力信号が基準(リファレンス)レベルを超えないように設定して下さい。測定レベルが飽和し、正しい測定ができなくなります。

8簡単設定ガイド(BW・SWEEPの設定)【BW(帯域幅)・SWEEP(掃引)の設定】
・マニュアル操作時に設定が不適切な場合、画面上部に「UNCAL」と表示されます

・RBW(分解能帯域幅)設定範囲：300Hz～3MHz (1-3 step)・VBW(ビデオ帯域幅)設定範囲：100Hz～3MHz (1-3 step)・Sweep Time(掃引時間)設定範囲：10ms～30s (1-3 step)①②◇マーク：フロントボタン■マーク：ファンクションキー①オート設定(数値の右側に「＊」が付きます)BW◇ → F2(RBW AUTO)■
BW◇ → F4(VBW AUTO)■
BW◇ → F5(ALL AUTO)■ ※RBW・VBW・SWEEPの全てが自動設定
SWEEP◇ → F2(AUTO)■SWEEP◇ → F3(ALL AUTO)■ ※RBW・VBW・SWEEPの全てが自動設定②マニュアル設定
BW◇ → F1(RBW MANUAL)■ → ダイヤル◇BW◇ → F3(VBW MANUAL)■ → ダイヤル◇SWEEP◇ → F1(RBW MANUAL)■ → ダイヤル◇9簡単設定ガイド(マーカ表示)【マーカ表示】
MKR◇ → F1■を繰り返し押下することで、
NORMAL → DUAL →DELTA → OFF と切り替わる①画面内のスペクトルの最大値にマーカを合わせる
MKR◇ → F4 WHOLE■ → F1 Peak Search■②①③◇マーク：フロントボタン■マーク：ファンクションキー

指定範囲の最大値にマーカを追従させる
MKR◇ → F5 ZONE■F1 CENTER■(指定範囲の中心を動かす)

F2 WIDTH■(指定幅を変える)②マーカ(M1)周波数を中心周波数に設定する
FREQ◇ → F5 SET CENTER■ → F1 MKR CENTER■③マーカを動かす(ダイヤル操作による設定)
MKR◇ → ダイヤル◇【DUALマーカ設定時】
F2■を押下するとマーカ1(M1)、F3■を押下するとマーカ2(M2)を操作できます【DELTAマーカ設定時】
F2■を押下すると基準マーカ(REF)、F3■を押下すると差分マーカ(DELTA)を操作できます10簡単設定ガイド(演算機能)【Max Hold機能】
・入力信号が断続的に出ている場合、演算のMAX HOLD機能を使用することで、各周波数点での最大点を保持することが出来ます。

①◇マーク：フロントボタン■マーク：ファンクションキー①ダイヤルで掃引回数を指定する
CALC◇ → F2 MAXHLD■
2の累乗ステップで、2～1024回または無限回設定が可能です【その他の機能】・MIN HOLD
・AVERAGE
・OVERWRITE

・・・スペクトルデータの最小値を表示します
・・・スペクトルデータの平均値を表示します
・・・スペクトルデータの重ね書きしドット表示します11簡単設定ガイド(波形保存-CSVデータ)【波形データ保存機能】
・「SAVE/LOAD」キーにより、内部メモリに200データの保存・読み出しが出来ます
・市販のUSBメモリを使用すると、1000データの保存・読み出しが出来ます②①◇マーク：フロントボタン■マーク：ファンクションキー① メモリの保存先設定【内部】SAVE/LOAD◇ → F4 DEVICE MEM■
【USB】SAVE/LOAD◇ → F5 DEVICE USB■
②波形の保存SAVE/LOAD◇ → F1 SAVE■ → F1 SPECTRUM■ → F4 SAVE EXE■
設定の保存
SAVE/LOAD◇ → F1 SAVE■ → F1 PARAMETER■ → F4 SAVE EXE■
波形と設定の両方を保存
SAVE/LOAD◇ → F1 SAVE■ → F1 SPEC+PARA■ → F4 SAVE EXE■
③データの読み出し（波形、設定、両方共通）
SAVE/LOAD◇ → F2 LOAD■ → ダイヤル◇LoadNo.選択 → F4 LOAD EXE■
保存が完了すると、アクティブエリアにファイル名が表示されます。

保存した日時が、そのままCSVファイルの更新日時にとなります。
12

簡単設定ガイド(波形保存-BMPデータ)【画面キャプチャ機能】
・ビットマップ形式で画像保存する場合は、市販のUSBメモリを使用します①本体右側面にUSBメモリを挿入します①②◇マーク：フロントボタン■マーク：ファンクションキー②表示画面全体をキャプチャする
COPY◇ → F1 AREA■ → WHOLE → F3 bmp>USB COPY■
スペクトル波形画面だけをキャプチャする
COPY◇ → F1 AREA■ → WAVEFORM → F3 bmp>USB COPY■
保存が完了すると、アクティブエリアにファイル名が表示されます。

※USBメモリはセキュリティ対策ソフトが入っていると、正常に認識しない可能性があります。
※USBメモリを一旦装着した後、抜き取り再装着した場合、USBメモリを認識することができません。再認識方法は下記の通りです。
SAVE/LOAD◇ → F5 USB
13簡単設定ガイド(リアルタイムモード切替)①OPERATION MODE◇ を押すと、掃引⇔リアルタイムの切替ができます。

②TRIG◇ → F4 SCAN■ を押し、SCAN CONTINUEを確認します。

③HOLD/RUN◇ を押すと、測定を開始します。

②①③◇マーク：フロントボタン■マーク：ファンクションキー※リアルタイムモード時、周波数スパンは最大20MHzになります。
スパンが20MHzの時、1フレーム(波形)あたりの単位時間は30μsです。
スパンが2MHzの時、1フレーム(波形)あたりの単位時間は300μsです。
スパンが広い方がサンプリングが早くなり、測定間隔が短くなります。

※OPERATION MODE◇ を押すと、掃引モードとリアルタイムモードの切替が瞬時に行われます。
上位メニュー表示時に、OPERATION MODE◇ を押してしまうと、掃引モードに移行してしまいますので、ご注意下さい。

14

簡単設定ガイド(トリガ機能)【パワートリガ】・測定帯域内の総電力がリファレンスレベルから、設定した差分以下(xdB)の信号が入力された場合にのみ、波形を更新(表示)する機能です。
バースト(間欠)信号を捉える事ができます。
・トリガ機能は、リアルタイムモード時のみ使用できます。

①OPERATION MODE◇ を押し、リアルタイムモードへ切替えます。

②①②TRIG◇ → F1 TRIG SRC SELECT■ → F2 POWER◇マーク：フロントボタン■マーク：ファンクションキー※トリガ機能の詳細については、別紙「リアルタイム・トリガ機能の操作方法と応用例」をご覧ください。

15

屋外での視認性を上げる
スペアナを屋外で使用する場合、画面がフルカラー表示だと、反射して見えづらくなる事があります。
画面色設定を変更することで、視認性を上げることができます。
DSPL◇ → F1■を繰り返し押下することで、COLOR1(フルカラー) → COLOR2(背景白) → MONO(白黒) と切り替わる◇マーク：フロントボタン■マーク：ファンクションキー

COLOR1(フルカラー)

COLOR2(背景白)

MONO(白黒)

16

お見積り、ご注文、修理などのお問い合わせは下記まで。
記載事項は事前の断りなしに変更することがあります。

マイクロニクス株式会社〒193-0934 東京都八王子市小比企町2987-2
TEL：042-637-3667
FAX：042-637-0227
E-mail：micronix_j@micronix-jp.com
URL：http://www.micronix-jp.com

MICRONIX

17