EMI 試験システム

MR2300EMI トータル試験システム-Precompliance-

MR2300の概要
EMI 試験について

MR2300の特長は

EMC 試験は、 EMI 試験と EMS 試験とから成っています。 EMI 試験は EUT（被MR2300は当社のスペクトラムアナライザ技術、 電波暗箱技術およびアンテナ測定装置）から放出される放射性妨害ノイズあるいは伝導性妨害ノイズが定め技術を結集した統合システムです。

られた規格値を超えないかどうかの評価を行います。 この規格値は、 EUT 動作が他の機器の動作や無線通信に対して著しい妨害を与えないことの保証を目的としたものです。
一方、 EMS 試験は周辺の電磁波によって EUT が誤動作を引き起こさないかど

1

リーズナブルな EMI トータル試験システム

電波暗箱、 アンテナ、 EMI 用スペクトラムアナライザ、 低雑音アンプ、 LISN、 PCうかの評価を行います。

ソフトウェアまですべてを自社製品で構築できリーズナブルです。
電磁環境両立性Electro-Magnetic Compatibility(EMC）

さらに、 問題点解決ツールとして磁界プローブ（オプション）が用意されています。

2電磁妨害Electro-Magnetic Interference
(EMI）

電磁感受性
Electro-Magnetic Susceptibility(EMS）※ MR2300対応

自社開発の超小型・広帯域アンテナ

578(W) × 401(H) × 250(D)mm （MAN101、 地 板 含 ま ず） と 小 型 で、30MHz ～1GHz と広帯域なアンテナを自社開発しました。 アンテナの小型化により電波暗箱も小型にすることができました。

当社の経験からあるいは一般的にみて、 EMI に関する問題点の数あるいは対策時間は EMS の5～10倍と言われています。 つまり、 EMI 試験が通るということは EMC 試験としては80～90% 完了したと言えます。 そのため、 MR2300
は EMI 試験に特化したシステムとなっています。

3

大 / 中 / 小4種類の電波暗箱

小 型 EUT 用 の MY5310/S、 中 型 EUT 用 の MY5310SU、 大 型 EUT 用 のMY5410を用意しました。 MY5310/S は直径220mm/ 耐荷重10kg のターンテーブルを、 MY5310SU は直径500mm/ 耐荷重50kg のターンテーブル

MR2300とは一般的に EMI の電波暗室を使用した正式試験では多くの待ち時間と費用が発を、 MY5410は直径756mm/ 耐荷重100kg のターンテーブルを装備しています。

生します。 問題対策を施して正式試験を行うということを何回も繰り返していては、 さらに長い時間と費用がかかってしまいます。
MR2300システムは、 正式試験の回数を1ないし2回と少なくするよう、 事前4システム全体のキャリブレーションに問題点をつぶしておく－ Precompliance －ために使用することを目的とし広帯域アンテナのアンテナゲインや LISN の減衰量、 あるいは3m 法への換算等ています。

システム全体がスペクトラムアナライザと PC ソフトウェアで補正されます。 ユー

Precompliance 用 EMI 試験システムは以前からありましたが、 電波暗箱まで含ザは PC 画面の測定結果をそのまま読み取るだけです。

めたトータルシステムは、 MR2300が世界初です。 TV 電波や情報無線通信機器の電波が飛び交う昨今の環境下では、 電波暗箱なしでの EMI 試験は不可能です。

5

標準規格をプリセット

PC ソフトウェアにて CISPR11（classA/B、 group1）、 CISPR22(classA/

MR2300で何ができるか■2種類の EMI 試験ができますB)、 EN55011 （classA/B、 group1）、 EN55022(classA/B)、
VCCI(classA/B）、 FCC part15 subportB（classA/B) のプリセットを用意しています。

① 放射性妨害ノイズ試験
電波暗箱と広帯域アンテナを使って、 30MHz ～1GHz の帯域で測定することができます。 1GHz 以上はオプションになります。
② 伝導性妨害ノイズ試験
LISN（ラインインピーダンス安定化回路網）を使って、 150kHz ～30MHz の帯域で測定することができます。

■ノイズ発生源の特定ができます③ 伝導性妨害ノイズの測定
磁界プローブ MMP500を使って電源ラインの伝導性妨害ノイズを簡易的に測定することができます。
また、 指向性が強いため、 一般的な磁界プローブと同様にノイズの発生源を特定することができます。

広帯域アンテナ

2

全体システムの説明

MAS530

上記全体システム図の中の①、 ②または③を EMI 用スペクトラムアナライザ MSA438E/538E/558E の 「RF INPUT」 に接続することによって、 放射性妨害ノイズ試験、伝導性妨害ノイズ試験または妨害ノイズの発生源特定のためのデバッグを行うことができます。

①の接続

放射性妨害ノイズ試験■磁界プローブ MMP500

付属品の N(P-P) 同軸ケーブルで電波暗箱 MY5310/S/SU、 MY5410と同軸ケーブル

MSA438E/538E/558E とを接続することによって、 30MHz ～1GHz の放射性妨害ノイズ試験を行います。
EUT( 被 試 験 装 置 ) が 空 中 に 放 射 し た 妨 害 ノ イ ズ を 広 帯 域 ア ン テ ナMAN101/102 で 受 け、 そ れ を MSA438E/538E/558E へ 送 り ま す。
MSA438E/538E/558E では MAN101/102のゲイン補正を行い、 電界強度演算（ｄ B μ V/m）を行います。 演算結果は USB ケーブル MI400通信でパソコンへ転送され、 3m 法への換算を行ってパソコン画面上に EMI 標準規格で定められたリミットラインと共に表示されます。

USB 電源ケーブル②の接続

伝導性妨害ノイズ試験
磁界プローブ MMP500付 属 品 の N(J)/BNC(P) 同 軸 変 換 ア ダ プ タ を LISN(MPW201B) の 「RFMSA538E 又は MSA558EOUT」 端子に接続し、 N(P-P) 同軸ケーブルで MSA438E/538E/558E へ接続することによって、 150kHz ～30MHz の伝導性妨害ノイズ試験を行います。

9kHz の低周波までの伝導性妨害ノイズ（雑音端子電圧）測定が可能。 パワーエ

EUT が 電 源 ラ イ ン へ 放 出 し た 妨 害 ノ イ ズ を LISN を 介 し てレクトロニクス機器の測定に最適です。

MSA438E/538E/558E へ 送 り ま す。 MSA438E/538E/558E で はMMP500とシグナルアナライザ MSA538E/MSA558E とでこの伝導性妨害

LISN のアッテネータ補正を行い、 dB μ V の単位へ変換します。 データは USBノイズを手軽に測定することができます。

ケーブル MI400通信でパソコンへ転送され、 パソコン画面上に EMI 標準規格で定められたリミットラインと共に表示されます。

測定モード
周波数範囲③の接続

伝導性妨害ノイズ測定

規格
9kHz ～100MHz

最大測定レベル

119dB μ V

適合機種

MSA538E/558E

磁界プローブ MMP500 を使って電源ラインの伝導性妨害ノイズを簡易的に測定することができます。
また、 指向性が強いため、 一般的な磁界プローブと同様にノイズの発生源を特定することができます。

※ MMP500 と MSA538E/558E の 組 み 合 わ せ 時 は、 測 定 周 波 数 範 囲 は20kHz ～100MHz です。
※ MMP500は MSA538E/558E 以外のスペクトラムアナライザでも使用できます。
但し、 測定値補正が別途必要です。

3

電波暗箱＆広帯域アンテナ■電波暗箱 MY5310/S/SU■電波暗箱 MY5410

MY5310MY5310S

放射性妨害ノイズの規格値は、 CISPR22/classB では230～1000MHz の周波数帯で37dB μ V/m と非常に微小です。 携帯電話、 テレビあるいはラジオの電波が飛び交っている環境下では、 EUT から放射される妨害ノイズは、 これらの信号に埋もれてしまい測定ができません。 それ故、 電波暗箱内で測定する必要性が生じます。
MY5310/S は、 直径220mm、 耐荷重10kg のターンテーブルを備えていMY5410は、 直径756mm、 耐荷重100kg のターンテーブルを備えており、大型 EUT 用の電波暗箱です。 広帯域アンテナは MAN102が設置されています。
また、 アンテナ支持マストが装備されており、 アンテナを手動で上下に10cm 間隔で最大90cm 移動させることができます。 電波吸収体は MY5310と同じものを使用しています。

ます。 ターンテーブルからはみ出さない程度の比較的小型の EUT（被測定装電波吸収体置）が対象となります。 ターンテーブルは、 外部に取り付けられている回転ノブで回すことができます。 また、 回転インジケータも備えていますので回転角度を正確に設定することができます。 広帯域アンテナは MAN101が装備され、 アンテナゲインの周波数特性やアンテナと EUT 間の距離の補正は電源コンセント
ターンテーブル
把手

EUT用
N(J)

アンテナ
出力N(J)MSA438E/538E/558E および PC ソフトウェアで行われますので、 パソコン画面の測定値を直読することができます。
その他、 EUT 用の電源コンセント、 D-sub コネクタ及び N 型同軸コネクタが装備されていますので、 電源や信号線の引き回しに苦労することはありません。

電波吸収体

地板

アンテナ
支持マスト

電源
コネクタ

広帯域アンテナ
MAN102

回転
インジケータ回転ノブ

ターンテーブルトビラ

D-sub25ピン
コネクタ

EUT用
N(J)

■広帯域アンテナ MAN101/102

広帯域アンテナ
MAN101
電源
コンセント

地板
アンテナ出力N(J)D-sub25ピン 電源
コネクタ
コネクタ

回転ノブ
回転
インジケータアンテナ
エレメント

ＳＭＡコネクタ

地板（アルミ）

トビラ

アンテナ
支持棒
アンテナ
エレメント
把手
ＳＭＡコネクタMAN 102

既存の30MHz ～1GHz 帯域のアンテナは、 長さ、 幅とも1.7m 程度と非常に■電波吸収体

大きく、 電波暗箱にはとても収納できませんでした。 当社は、 30MHz ～1GHzの周波数帯域をもつ変形 Y 状モノポールアンテナ（当社による呼称）を自社開発
測定周波数範囲30MHz ～1GHzし、 小型化に成功しました。 アンテナの小型化によって電波暗箱でも EMI 試験構造

一重フェライトタイルが可能となりました。 MAN101と MAN102の構造はほぼ同じで、 アンテナエレメントの長さと地板が MAN102の方が若干大きくなっています。

吸収性能• 20dB 以上＠30MHz ～400MHz• 12dB 以上＠400MHz
～1GHz

厚さ

45.2mmモノポールアンテナの指向性は、 鏡像の原理から地板よりも上の空間では、 地板を境として対称なダイポールアンテナと同じです。 また、 アンテナと EUT の距離を考えるとき、 アンテナ側の受信基準点は2本のアンテナエレメントが交わった SMA コネクタの信号ピンの位置となります。

ラインインピーダンス安定化回路網（LISN） MPW201B

電源ラインを通して放出される伝導性妨害ノイズを測定する際、 その測定値は電源ラインのインピーダンスに影響を受けます。 インピーダンスが低ければノイズ量は少なく測定され、 反対にインピーダンスが高ければノイズ量は多く測定されてしまいます。 これでは、 測定値に普遍性や信頼性はありません。 そこEMI 用スペクトラムアナライザＭＳＡ438E/538Ｅ /558E

測定モードとプリセット以下の3つの測定モードから選択することができます。 測定モードに対応したプリセット値が自動的に設定されますので、 わずらわしい設定なしに EMI 試験を行うことができます。

で、 安定的にかつ再現性のある妨害ノイズ測定を行うために、 電源ラインのインピーダンスを一定化する必要があります。 ラインインピーダンス安定化回路

測定モード

ファンクションキー

プリセット網（Line Impedance Stabilization Network）を電源ラインに挿入することに通常測定

NORM（F1)

通常の初期値を設定

よって、 EUT からみた電源ラインのインピーダンスを一定にします。 ただし、伝導性妨害ノイズ測定

EMI-C（F2)伝導性測定の初期値を設定

電源ラインインピーダンスは周波数特性をもっていますが、 その特性カーブは放射性妨害ノイズ測定

EMI-R（F3)放射性測定の初期値を設定

CISPR 等により規定されています。

検波モード
検波モードは、 PK（尖頭値）検波、 QP（準尖頭値）検波、 AV（平均値）検波の3種類を備えています。 下図に示したように、 測定レベルは検波モードにより、 PK ≧ QP ≧ AV が成立します。
また、 CW 波のような狭帯域信号の場合は PK ＝ QP ＝ AV となります。

PK 検波
QP 検波

AV 検波

LISN等価回路

MPW201B の回路方式は、 CISPR16-1に準拠した＜50Ω /50μ H,V 型＞を採用しています。 測定周波数範囲は150kHz ～30MHz、 使用できる電源は単相、 100～250VAC/50,60Hz、 定格電流は15A です。
等価回路に示すように、 EUT から放出された妨害ノイズはコンデンサと抵抗とで構成されたハイパスフィルタを通って、 50Ω入力のトランジェントリミッタへ導かれ、 EMI 用スペクトラムアナライザ MSA438E/538E/558E へ入力されます。 妨害ノイズは、 電源の L1端子と N 端子を各々個別に測定しますが、 測定ラインを切り換える際に高圧のトランジェントパルスが発生することがあります。
このトランジェントパルスからスペクトラムアナライザを保護するため10dB アッテネータとダイオードによるトランジェントリミッタが内蔵されています。 10dBアッテネータのゲイン補正は PC ソフトウェア内で自動的に行われます。

PK 検波は、 測定モードを通常測定、 検波モードを PosPeak、 演算機能をMaxHold に設定することにより実現することができます。 ちなみに A/D 変換器のサンプリング速度は5MS/s ですので、 PosPeak 検波により200ns 以上の時間幅の信号であれば検出することができます。 PK 検波は、 QP および AV検波のように時定数が大きくありませんので、 速い掃引時間で妨害ノイズを観測することができるため、 規格はずれ等の問題となる妨害ノイズを少ない数に絞り込む際に使用すると便利です。
QP 検波は伝導性と放射性妨害ノイズ測定で、 AV 検波は伝導性妨害ノイズ測定で使用されます。 PK 検波によって絞り込まれたスペクトルに対する最終測定で使用すると測定時間を短縮することができます。

分解能帯域幅（ RBW）
CISPR では、 伝導性妨害ノイズは9kHz、 放射性妨害ノイズは120kHz 及び1MH ｚの RBW で測定するよう規定されています。 帯域幅は6dB における値です。 MSA438E/538E/558E は、 この3つの RBW のほか、 3dB における帯域幅が300Hz ～3MHz の RBW フィルタも備えています。 （MSA438E は3kHz ～）1001点の横軸データ
MSA438E/538E/558E の画面では横軸501点で表示されますが、 内部では1掃引1001点でスペクトル波形を取り込んでいます。 この1001点のデータがパソコンへ転送され、 PC ソフトウェア MAS430/530で処理されてパソコン画面に表示されますので、 画面はより見やすくなります。

5

PC ソフトウェア

MAS430/530

スペクトラムアナライザの操作や EMI 規格に不慣れであっても簡単に使用する⑥ 電波暗箱＆アンテナ補正値の設定ことができるよう、 スペクトラムアナライザの設定値や代表的な EMI 規格値は電波暗箱内の EUT とアンテナ間の距離補正およびアンテナの周波数特性プリセットされています。 また、 規格はずれのスペクトルを探し、 その QP 検波補正を行います。 電波暗箱とアンテナは1対1対応、 つまり MY5310では値あるいは AV 検波値を測定するまでの手順を簡素化するために自動測定モーMAN101が設置されますので電波暗箱を指定することにより2種類の補正ドを用意しました。 ちなみに、 放射性妨害ノイズの測定値は3メートル法に換算値が設定されます。 ただし。 伝導性妨害ノイズ測定では LISN のゲイン補正しています。

をします。 通常、 これらの補正値はファイルをオープンして設定しますが、 ユーザ独自の補正値を入力することもできます。
⑦ その他補正値の設定

測定パラメータの設定

同軸ケーブルの周波数特性の補正等を行う場合に設定します。 本システムでは、 この項目での補正は行っていません。

①測定モード③ EMI 規格値

②タイトル

④初期化

⑧ 測定条件ファイル下表は CISPR22の場合のファイルを示しています。 標準でサポートしている規格（性能欄、 システム仕様の中の対応規格参照）はすべてファイル化されています。

CISPR 22クラス A 電源ポート伝導妨害波 :Cispr22_ClassA_Cond_MainPort. st1
CISPR 22クラス B 電源ポート伝導妨害波 :Cispr22_ClassB_Cond_MainPort. st1
CISPR 22クラス A 放射妨害波:Cispr22_ClassA_Radi_MY5310. st1
CISPR 22クラス B 放射妨害波:Cispr22_ClassB_Radi_MY5310. st1

自動測定
スペクトラムアナライザの操作や EMI 規格に不慣れであっても簡単に使用する⑤スペクトラム
アナライザ設定⑥電波暗箱＆アンテナ補正⑦その他補正⑧測定条件
ファイル

ことができるよう、 スペクトラムアナライザの設定値や代表的な EMI 規格値はプリセットされています。 また、 規格はずれのスペクトルを探し、 その QP 検波値あるいは AV 検波値を測定するまでの手順を簡素化するために自動測定モードを用意しました。 ちなみに、 放射性妨害ノイズの測定値は3メートル法に換算① 測定モードの選択しています。

放射性妨害ノイズ測定または伝導性妨害ノイズ測定を選択します。
② タイトルの入力①スペクトル波形表示②測定スパン③ RUN/STOP④測定スタート指定⑤コメント

試験のタイトルを入力します。 コメント文ですので内容は任意です。
③ EMI 規格値の設定
主な規格値はファイルに格納されていますので、 ⑧項で説明するファイルをオープンし、 その中から必要な規格を選択して設定します。 サポートしていな
い規格値あるいはユーザ独自の規格値は下例のようなフォーマットで入力します。

;CISPR22 class B Conducted limits for main port
QPDET:
0.15M, 0.50M, 66dB, 56dB, log
0.50M,
5M, 56dB, 56dB
5M,30M, 60dB, 60dB
AVDET:
0.15M, 0.50M, 56dB, 46dB, log
0.50M,5M, 46dB
5M,30M, 50dB

⑥測定結果リスト⑦波形画面指定④ 初期化の設定
現在選択されている測定モードにおける各種設定値を初期値に設定します。
各種設定とは、 スペクトラムアナライザの設定、 EMI 規格値の設定、 電波暗箱＆アンテナ補正値（または LISN 補正値）の設定およびその他補正値の設定を指します。
⑤ スペクトラムアナライザの設定
自 動 測 定 あ る い は 測 定 時 間 の 短 縮 の た め に、 周 波 数 ス パ ン を 広 ス パ ン（Wide）、 中スパン（Middle）および狭スパン（Narrow）に3分割して測定します。 スパン毎に中心周波数と掃引時間を設定します。 ただし、 すべての設定① スペクトル波形表示測定された妨害ノイズのスペクトル波形と EMI 規格のリミットラインを表します。 実線が QP 検波、 破線が AV 検波のリミットラインです。 また、 スクトル波形上に、 QP 検波値あるいは AV 検波値が各々○印あるいは◇印で表示されます。
② 測定スパンの選択
広スパン（WIDE）、 中スパン（MID）、 狭スパン（NRW）のすべてを選択すれば、値はファイルに格納されていますので、 ファイルをオープンすることによって規格値をはずれたスペクトルの QP 検波あるいは AV 検波による測定までを設定することができます。

自動的に実行します。 各スパン単独での測定を行うことができますが、 中ス
パンでは広スパンでの規格はずれのスペクトル、 狭スパンでは中スパンでの規格はずれのスペクトルに対し測定を行います。

6

③ RUN/STOP① スペクトラムアナライザ設定
MSA438E/538E/558E の 設 定 を 行 い ま す。 デ バ ッ グ 時 は 検 波 は測定の開始および中断を行います。

PosPeak、 MaxHold はオフとし、 確認時は QP/AV 検波、 MaxHold オンに④ 測定スタートの指定
オフであれば、 測定結果を消去して新たに測定を開始します。 オンであれば、前回測定の継続で未測定のスペクトルを測定します。

波形の取り込みを再開または停止します。

⑤ コメント③ ピークサーチ

コメント文を入力します。

スペクトルのピークをサーチし、 マーカを合わせます。 Next で次に小さいレ⑥ 測定結果リスト[SPAN] はどのスパンでの測定結果かを示し、 測定終了後に”＞”マークが付きます。 [PK.DET]、 [QP.DET]、 [AV.DET] はそれぞれ PK 検波値、 QP 検波値、 AV 検波値です。 広スパンおよび中スパンでは PK 検波値のみ表示されます。 [QP-Lmt] と [AV-Lmt] はそれぞれ QP 検波値あるいは AV 検波値からリミット値を引いた値です。 なお、 [SPAN] を選択し、 [DEL] キーを押すとその行および関連データが削除されます。

ベルのサーチをします。 Prev はその逆です。
④ マーカデータ
マーカ点のデータを表示します。 マーカはピークサーチまたはマウスで移動します。
⑤ パラメータ設定
自動測定画面の測定結果リストの行をマウスで指定すると、 その行の測定条
件が [Set from List] をクリックすることによりマニュアル測定のパラメータ⑦ 波形画面の指定• SCRNするとよいでしょう。
② RUN/HOLD： Whole は全体を表示し、Part は▽マーカで示された選択セルの部分を表示します。

• LOG： 周波数軸を対数表示します。

• ZOOM： 表示倍率を変えます。

としてセットされます。
⑥ 波形画面指定
表示倍率とリミットラインのオン / オフの設定を行います。

• 表示 / 非表示 ： 各表示アイテムのオン/オフを選択します。

参考■最小検出レベルについて

世界の規格① CISPR（国際無線委員会）

広スパンと中スパン測定において、 リ基本規格

ミットラインを超えるノイズがない場合、そこで測定が終了してしまい QP 検波

CISPR16-1

無線妨害波及び、 イミュニティの測定装置と測定法の仕様
Part1：無線妨害波及びイミュニティの測定装置

CISPR11

工業・科学・医療用高周波装置の妨害特性の許容値及び測定法

CISPR12

自動車、 モーターボート及び点火式エンジン装置の妨害特性の許容値及び測定法

CISPR13

音声及びテレビジョン受信機並びに付属装置の妨害特性の許容値及び測定法

CISPR14-1

家庭用電気モータ及び電熱機器、 電動工具、 類似機器の妨害特性の許容値及び測定法

CISPR14-2

家庭用機器、 電動工具、 類似機器のイミュニティ特性の許容値及び測定法

CISPR15

電気照明機器及び類似機器の妨害特性のイミュニティの限度値及び測定法

CISPR20

音声及びテレビジョン受信機並びに付属装置のイミュニティの限度値及び測定法

CISPR22

情報技術装置の妨害特性の許容値及び測定法

CISPR24

情報技術装置のイミュニティの限度値及び測定法

CISPR25

車載受信機の保護のための妨害特性の許容値及び測定法

値あるいは AV 検波値のデ－タが残らなくなります。 そこで、 画面例で示す

製品規格

ように広スパンで -5dB と設定すれば、リミットラインから5dB 低い値以上のスペクトルを規格はずれとします。

マニュアル測定マニュアル測定は、 規格はずれの妨害ノイズを除去する際のデバッグ等で使用すると大変便利です。 中心周波数や周波数スパン等を自由に設定して測定することができます。
①スペクトラムアナライザ設定② RUN/HOLD② CENELEC（欧州電気標準委員会）
欧州規格と CISPR はほぼ同じ内容です。

欧州規格

対応 CISPR 規格

EN55011CISPR11

EN55012CISPR12EN55013CISPR13EN55014CISPR14EN55015CISPR15

EN55020CISPR20

EN55022CISPR22③ FCC（連邦通信委員会 / アメリカ）③ピークサーチ④マーカデータ⑤パラメータ設定⑥波形画面指定規格

内容Part15

放送受信機やコンピュータなどを含むさまざまな高周波利用機器の不要電磁波の規定

Part16

工業・科学・医療機器に関する規定④ VCCI（情報処理装置等電波障害自主規制協議会 / 日本）
CISPR16-1および CISPR22を引用。

7Specifications■システム仕様
測定モード

利得平坦性

• 5.5dBp-p（0.02～3GHz, 代表値）
放射性妨害ノイズ測定および伝導性妨害ノイズ測定※磁界プローブ MMP500 を使った磁界強度測定は、 MSA438E/538E/558Eの磁界強度測定（メジャリング）機能を使用します。

測定周波数範囲• 30MHz ～1GHz@ 放射性妨害ノイズ測定• 150kHz ～30MHz@ 伝導性妨害ノイズ測定• CISPR11(classA/B,group1)、 CISPR22(classA/B)、

対応規格• 2.5dBp-p（0.02～1GHz, 代表値）

• EN55011(classA/B,group1)、 EN55022(classA/B)、

P1dB+12dBm（代表値）

最大入力レベル+13dBm（CW 平均電力）、 50VDC

入出力コネクタ

SMA(J)

大きさ

260(W) ×125(H) ×220(D) mm

重さ約2.4kg• VCCI(classA/B)、 FCC part15 subpartB(classA/B)■LISN(MPW201B)■電波暗箱 MY5310/5410

周波数範囲

150kHz ～30MHz

回路形式

50Ω /50μ H、 V 型 (CISPR16-1準拠 )約2364(W)×1902(H)×1424(D)mm※突起物等含まず

インピーダンス誤差±20%

約1280(W)×960(H)×960(D)mm

約2215(W)×1485(H)×1275(D)mm

測定線路相数単相

約410(W)×710(H)mm

約940(W)×1440(H)mm

最大電源電圧250VAC

総重量

約400kg

約1020kg

定格電流15A

ターンテーブル寸法

φ220mm

φ756mm

電源周波数50/60Hz

ターンテーブル耐荷重

10kg(均等静荷重)100kg(均等静荷重)

RF コネクタ

BNC

同軸コネクタ

N(J)×1(正面左下・アンテナ用)
N(J)×1(右側面下)

N(J)×2(左側面下)
N(J)×1(右側面下・アンテナ用)

トランジェットリミッタ

内蔵D-sub25ピン×1(メス)
LAN×1
AC×1(250Vmax/10A)※電動ターンテーブル装着時はAC100V

動作温度

0～40℃ ( 性能保証は23±10℃ )I/F

D-sub25ピン×1(メス)
LAN×1
AC×1(250Vmax/10A)※電動ターンテーブル装着時はAC100V

大きさ

260(W) ×125(H) ×220(D)mm（突起物を除く）

重さ

約2.3kg

シールド性能70dB typ@2.2GHz

65dB typ@2.2GHz

電波吸収材

一重フェライトタイル

一重フェライトタイル

吸収性能• 20dB以上＠30MHz～400MHz• 12dB以上＠400MHz～1GHz• 20dB以上＠30MHz～400MHz• 12dB以上＠400MHz～1GHz

MY5310-F1

MY5410-F1

外形寸法

約1340(W)×1210(H)×1030(D)mm※キャスタ及び突起物等含まず

内部寸法
ドア開口部寸法

項目■EMI 用スペクトラムアナライザ (MSA438E/538E/558E)
検波方式■電波暗箱 MY5310S/5310SU
MY5310SU-F1

外形寸法

約1350(W)×1220(H)×1080(D)mm※キャスタ及び突起物等含まず

約1960(W)×1320(H)×1140(D)mm※キャスタ及び突起物等含まず

内部寸法

約1280(W)×960(H)×960(D)mm

約1840(W)×915(H)×915(D)ｍｍ

ドア開口部寸法約510(W)×920(H)ｍｍ

約510(W)×920(H)ｍｍ

総重量約400kg

約650kgターンテーブル寸法

φ220mm

φ500mmターンテーブル耐荷重

10kg(均等静荷重)50kg(均等静荷重)

偏波

直線偏波

インピーダンス50Ω ( 公称 )変形 Y 状モノポール（当社による呼称）

エレメント

推奨 PC

160ms

550ms

機械的160ms

100ms

9kHz、 120kHz、 1MHz・・・6dB

MSA438/538/558に同じ

CPU クロック：1.8GHz 以上、 メモリ：2GB 以上
HD 空き容量：500MB 以上、 通信ポート：USB
Windows8、 10■その他
MAN102

約578(W)×401(H)ｍｍ×250(D)mm

1ms

放 電

■PC ソフトウェア (MAS430/530)

動作温度
MAN101

項目

120kHz1ms

300～3MHz（1-3ステップ）・・・3dB

OS

アンテナ形式

9kHz

充 電※ MSA438E は3kHz ～■広帯域アンテナ (MAN101/102)
30MHz ～1GHz

分解能帯域幅その他仕様※電波吸収材、コネクタ、I/F、シールド性能、吸収性能は MY5310と同じ

周波数範囲

RBW
時定数

MY5310S-F1

項目

尖頭値（PK) 検波、 準尖頭値 (QP) 検波、 平均値 (AV) 検波

QP 検波時定数約628(W)×401(H)ｍｍ×250(D)mm

地板

約700(W)×900(D)mm

約800(W)×950(D)mm

重さ

約5.3kg（地板を含む）

約6.0kg（地板を含む）

0～50℃ ( 性能保証は23±10℃ )動作湿度

40℃ /80%RH 以下 ( 性能保証は33℃ /70%RH 以下 )保存温 ･ 湿度-20～60℃、 60℃ /70%RH 以下

付属品• N(P-P) 同軸ケーブル×1• N(J)/BNC(P) 同軸変換アダプタ×1• USB ケーブル MI400×1• MY5310/5410用電源ケーブル×1■低雑音アンプ MAP302
周波数範囲20MHz ～3GHz

雑音指数

3.5dB（代表値）

利得20dB（公称値）• MPW201B 用電源ケーブル×1• MSA438E/538E/558E 用付属品×1式• 取扱説明書×1
オプション• 磁界プローブ MMP500• 電動ターンテーブル MT106（各種）※仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。 ※実際の色とは異なることがあります。 ご了承ください。 ※表示価格には消費税は含まれておりません。 別途申し受けます。

取扱店〒193-0934 東京都八王子市小比企町2987-2

8

TEL：042 (637) 3667

FAX：042 (637) 0227

URL : https://micronix-jp.com/

E-mail : micronix_j@micronix-jp.com

BK2402