出力電圧1500V／3000V

出力電力300W■ 定電圧・定電流制御はデジタル制御回路で簡単設定
出力の制御はCV（定電圧設定）とCC(定電流設定)で設定可能です。内部ではデジタル方式なのでフロントHV-X

HV-X

パネルでもLANからリモートでも安定した制御特性です。プリセットメモリーやスルーレート可変などデジタルならではの操作性や安定性を強化しました。高電圧電源ながら出力CV/CC設定は高精度Ｄ／Ａコンバーターで、出力電圧設定１Ｖ単位、出力電流設定0.1mA単位で設定できます。設定ボ

外部トリップ、ステータス出力、タンを押すことにより、設定分解能を任意の桁から可変することができます。

任意設定可能な保護機能など■ Webサーバー機能搭載■ 出力ON/OFFモード設定（ホットスタート機能）

安全機能の充実。

Webサーバー機能を搭載しているので、専用ソフトウェアがなくても組込み装置などで動作電源が通電されると自動的に出力するように直観的な操作・モニターが可能です。一般的なWebブラウザ機能の設定できます。

あるパソコンなどで、OSなどに依存せず使用できます。

■ メモリ機能特長

特長

高電圧電源に安心・親切・簡単を実現

電源スイッチを入れるだけで出力がONになるように設定できます。

■ NI社 LabVIEW ドライバーソフトに対応

電圧、電流や各種設定値を[A] [B] [C]の３つのメモリーへ書き込み、製品系統図

製品系統図読み出しが可能です。

製品呼称
高電圧直流電源

HV1.5K-02

HV3.0K-01（1,500V 200mA 300W ）（3,000V 100mA 300W ）429,000 円

スルーレート

外部アナログモニタ制御

ラッシュ

並列（10台）

通信

LAN

RS485

RS232

シリーズ名

HV 3.0K - 01X P/ P/ E / D / T
工場オプション 詳細はオプション（内蔵）を参照ください。

スイッチング
レギュレータ

校正

SC2定格出力電圧定格出力電流出力極性1.5K:1500V
3.0K:3000V

02:200mA
01:100mA

P ：プラス極性（マイナス側アース固定）
N：マイナス極性（プラス側アース固定）仕様		

■ 安全に使える■ 高電圧出力部に高電圧専用コネクター仕様

高電圧出力部は、安全性を考慮してワンタッチロック機能付高電圧コ
ネクターで実績のあるLEMO社の高電圧コネクターを採用していま

外部トリップ、ステータス出力、任意設定可能な過電圧/過電流保護や過温度保護を標準装備す。これにより出力部のわずらわしい保護カバーなどが不要となり脱着や点検も簡単になります。

出力仕様
Output

本体側出力部

高電圧ケーブル

定電流特性

外部接点またはフォトカプラにより出力緊急停止、外部トリップを行う事が可能です。
EXT̲TRIP̲A
外部接点により、出力を緊急停止することが保護機能
入力仕様
Input

OUTPUT

出力のON/OFFができない。

又は負荷を過電圧や過電流から保護するため、CV設定CC設定と独立した保護回路で保護が可能です。この電源には定格値の約10%〜110%

ALM̲OUT(総合異常出力),OUT̲ON(出力ONステータス),AUX̲PS̲GOODの範囲で任意設定可能な、過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)を装備(制御用電源ステータス)、
CV̲STS(定電流モードステータス),CC̲STS(定電流モードしています。設定方法はフロントパネルでもLANからリモートでも保ステータス)などの11種の信号を任意の組み合わせで5点の汎用ステー

護したい電圧・電流値で直観的に設定可能で、適切に設定することにタスポートに割り当てることが可能です。

より操作ミスや電源故障から負荷を保護可能です。

CC

定格出力電圧の0.1%以下（設定値の±0.5%）±0.1mA

0.0mA～105.0mA (0.1mA)±（0.05%+0.1mA)以下±（0.05%+0.1mA)以下

OVP(過電圧保護:約10〜110%の範囲で任意設定可)、OCP(過電流保護：約10〜110%の範囲で任意設定可)、過温度保護
AC85V〜250V

単相45Hz〜65Hz

入力力率：0.99以上 ・ 電力効率：75%以上

負荷の種類に応じて選択可能(CC優先モード)

CV、CCの立ち上がり・立ち下がりのスルーレートを独立して可変可能

1V/s～3000V/s

1V/s～6000V/s

0.1mA/s～400mA/s

0.1mA/s～200mA/s

3組までの出力電圧・電流の組み合わせを書き込み、読み出しが可能

出力ON/OFFモード変更機能

フロントパネルのON／OFFスイッチを使用せず電源投入で出力が立ち上がるように設定可

外部コントロール・ステータス出力

外部電圧による出力電圧・出力電流・出力電力（オプション）のコントロール
出力ON/OFF、シャットダウン、電圧電流モニター、各種アラーム表示

外形寸法（突起物含まず）

同一機種を最大10台までLAN標準装備

430mm（W）×44mm（H）×500mm
（D）
6.5kg

お問合せは
INDEX

INDEX

絶縁されたフォトカプラ出力(オープンコレクタ)で信号の出力が可能です。

■ 任意設定可能な保護機能

メモリー機能通信インターフェイス
質量0.0mA～210.0mA (0.1mA)

外観図

外観図

ナログモニター端子を標準装備しています。プラス接地タイプ、マイナ

定格出力電圧の0.05%以下

入力力率・電力効率

並列運転

OUTPUT

HVX

動作電源

出力保護CVその他

ス接地タイプとご用意しています。目的に合わせて選択してください。

■ 外部ステータス・アラーム出力±（0.01%+定格出力電圧の0.01%)±（0.01%+定格出力電圧の0.003%)

通信関連

通信関連

外部接点がONにならない限り、ラインレギュレーション

ラッシュ電流抑制機能出来る。

EXT̲TRIP̲B

設定確度

スルーレート可変機能

HVX

又は設定範囲（カッコ内は設定分解能）

0V～3150V (1V)

（設定値の±0.3%）±1V以下

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

CＣ

対応のアイソレーションアンプや高耐圧回路を使用しなくても安全性【注意】接地タイプの変更や出力部のフローティング化はできません。

0V～1575V (1V)

ロードレギュレーション（TYP）.
ノイズ（p-p 値）■ 外部トリップ号部の対地電圧を10V程度に下げることで、高額となる特殊な高耐圧す。出力部の電圧・電流モニターも対地電圧10V以下で可能な外部ア300W

出力コネクタは、高電圧安全規格に対応した専用コネクタで、高圧ケーブルとともにオプションで準備しております。

リップル（実効値）
オプションの高電圧コネクターと安全性を重視してアースを内部で完全固定接続しています。入出力信を確保可能で、一般的な低耐圧の機器でコントロール可能にしていま

300W

定格出力電力ソフトウェア/特殊/アダプタ/アクセサリー

ソフトウェア/特殊/アダプタ/アクセサリー■ アースを内部で完全固定接続

3000V
100mA

双方向電源

双方向電源

定電圧特性
CV

■ 簡単

並列台数自動認識、過渡応答劣化なし

1500V
200mA

設定確度

※LabVIEW は、米国National Instruments Corporation の登録商標です。

供試体に合せた容量増設が簡単に

定格出力電圧定格出力電流

設定範囲（カッコ内は設定分解能）

外部アナログ制御やLANを標準装備で※ LabVIEWや弊社
ソフト等にも対応

HV3.0K-01XN (－3kV)
429,000

出力コネクタとケーブル自動試験システムを自由に構築

高圧専用出力ケーブル、立ち上がりモード選択機能、タイマーオプション

HV1.5K-02XN (－1.5kV)（＋側接地）

HV3.0K-01XP (+3kV)(+1.5kV)

希望小売価格（円・税抜）■ 親切設計豊富なオプションとアイテムでフレキシブルに機能アップHV1.5K-02XP

出力－極性

電子負荷

電子負荷

外部トリップ、保護機能充実、安全な試験装置の構築

出力＋極性（－側接地）

形名

バイポーラ

バイポーラ

特長

50/P ：定電力制御機能/E ：外部電流計測機能/D：デュアルトラッキング機能/T ：タイマー機能

交流電源

交流電源

希望小売価格例［3000V100mAプラス極性モデル / 工場オプション搭載］
GPIB

直流電源

直流電源

HV-X Series

メイン機能

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

51

オプション（内蔵）

アプリケーション例（使用方法）
形名

製品呼称を参照ください。

製品呼称を参照ください。
HV-OP-D
HV-OP-T

外部電流計測機能（工場オプション）
デュアルトラッキング機能
タイマー機能備考-REMOTE/LOCALFUNCTIONDISPLAYPRESET
ALARM RESET

A

B

C

STORE

OVP/OCPSHIFT/ｍＣＣ
ＣＰ

FUNCTIONDISPLAYPRESET
ALARM RESET

B

C

STORE

OVP/OCPSHIFT/ｍＷ
ｍＡｓ

Ｗ
ｍＡ
ｓ

STEP/CURRENT

ＣＶ
ＣＰＷ
Ｖ
ｈ

STEP/VOLTAGE

ＣＣ
ＣＰ

LOCK

REMOTE/LOCALFUNCTIONDISPLAYPRESET
ALARM RESET

A

B

C

STORE

OVP/OCPSHIFT/ｍＷ
ｍＡｓ

コンデンサーが故障するまでの時間を計測。

OUTPUT▲外部電流計測端子

Ｗ
Ｖｈ

STEP/VOLTAGEＣＣＣＰ

DISPLAYPRESETALARM RESET

A

B

C

STORE

OVP/OCPSHIFT/ｍＷ
ＶｈＷ
ｍＡｓ

STEP/CURRENT

出力部

2倍の電圧

REMOTE/LOCALFUNCTIONDISPLAYPRESET
ALARM RESET

A

B

C

STORE

OVP/OCPSHIFT/ｍ

ＣＶ
ＣＰＷ
ｍＡｓＷ
Ｖ
ｈ

STEP/VOLTAGE

ＣＣ
ＣＰ

LOCK

REMOTE/LOCALFUNCTIONDISPLAYPRESET
ALARM RESET

A

B

C

STORE

OVP/OCPSHIFT/ｍＷｍＡｓ
OUTPUT■ 耐圧試験とLinkAnyArtsの応用
定格電圧から徐々に電圧をステップアップして印加してその過程の電圧を記録します。電流をモニターして規定の電流以上に流れたOUTPUT

出力部

時の電圧を記録、PC上にグラフ化します。

形名

備考

長さ5m

HV-OP-05M

長さ10m

HV-OP-10M

2台接続用

HV-OP-2PS

6,600

3台接続用

HV-OP-3PS

11,0004台接続用

HV-OP-4PS

15,40048,40057,200

HV-OP-6PS

7台接続用

HV-OP-7PS

8台接続用

HV-OP-8PS

28,6009台接続用

HV-OP-9PS

31,90010台接続用HV-OP-10PS

35,20022,000

ソフトウェア/特殊/アダプタ/アクセサリー

ソフトウェア/特殊/アダプタ/アクセサリー

HV-OP-5PS

遠隔制御、パターン制御ソフトウェア LA-3444

経過時間18,700

5台接続用
6台接続用

LinkAnyArts-SC2 HV-X

電流44,000

双方向電源

双方向電源

HV-OP-03M

並列接続（マスターブースター接続）するときに使用する信号用ケーブルです。
※機器間の長さは、200ｍｍ

印加電圧希望小売価格（円・税抜）

長さ３m

LEMO社製高圧コネクタ(FFB.3S.415.CTAC62)実装
ケーブル片方未処理

SICデバイス
ダイオードなど
半導体

波形例

電子負荷

電子負荷

品名

HV-X

バイポーラ

バイポーラ

LinkAnyArts-SC2

オプション（外付）

アプリケーションソフト

+++ ++

放電電極

++++
+++
+++
++

供試体
コンデンサー

供試体

並列接続ケーブル+

STEP/CURRENT

STEP/CURRENT

タイプN（負極性タイプ：プラス接地型）

出力ケーブル++

設定時間 経過時間終了ステータスを表示

OUTPUT

ＣＣ
ＣＰ

LOCK

-

交流電源

交流電源

ＣＶ
ＣＰ

-+ TIMER機能

コンデンサーなどの破壊加速試験など用でＯＮからタイマーOFFできます。
短絡などの異常終了時は、その時間と停止理由を保持します。

負荷
STEP/VOLTAGE

-

直流電源

直流電源

タイプＰ
（正極性タイプ：マイナス接地型）

HV-X■ タイマー機能 (HV-OP-T)

正極性電源（タイプP)と負極性電源(タイプN)の2台で、中点アース接地にすることにより対地電圧を上げずに2倍の出力電圧に対応可能。

FUNCTION-恒湿恒温槽温度環境を過酷な状況に設定し定格電圧の数倍の電圧を印加してSTEP/CURRENT■ デュアルトラッキング機能 (HV-OP-D)

REMOTE/LOCAL-巻き取り軸■ セラミックコンデンサー加速劣化試験

▲出力部

LOCK

フイルム
-

STEP/CURRENTOUTPUT

ＣＶ
ＣＰ-

製品系統図

製品系統図

Ｗ
Ｖｈ

REMOTE/LOCAL-OUTPUT

CV/CP

A-+切替可能

LOCK

HV-X

特長

特長

ＣＣ
ＣＰ

LOCK

CP/CC
ＣＶ
ＣＰ

空気が電気的に分解されイオンが発生される。イオンの極性により帯電物を電気的に中和する。

※外部電流計測用端子は対地電圧がほぼ0Vのアース側に追加されます。

CV/CC

STEP/VOLTAGE

放電極とフイルム巻き取り器の帯電物の間にコロナ放電が発生、電流計測を内蔵の電流計より高精度で計測する場合に、出力部とは別に電流計測用の端子を追加できます。

※ステータス出力もCP̲STSに対応

STEP/VOLTAGE■ 静電気除却用途への応用■ 外部電流計測機能 (工場オプション)

通常のCV,CC設定にCV,CPとCP,CC機能を追加

ＷＶｈ66,00027,50027,50027,500高精度電流測定用外部接続端子を装着
正極性電源（タイプP）と負極性電源（タイプN)の2台で電圧2倍の構成が可能
出力ONした時からOFFするまでの時間を計測。

■ 定電力制御機能 (工場オプション)

ＣＶＣＰ

希望小売価格（円・税抜）

設定が定電力となるように電圧または電流を可変

HV-X

HV-X

品名

定電力制御機能（工場オプション）

25,30066,000

通信関連

通信関連

外観図

外観図

INDEX

INDEX
5253