Simply Reliable

USB

RS232

SIGNAL
I/O

GPIB

オプション

GPT-9000/9000A Series
AC/DC耐電圧･絶縁抵抗(IR)･アース導通(GB)試験器

500VA

200VA

GPT-9901A \ 129,000 GPT-9801 \ 108,000
GPT-9902A \ 182,000 GPT-9802 \ 150,000
GPT-9903A \ 220,000 GPT-9803 \ 190,000
GPT-9904 \ 348,000
※

AC
AC

DC

AC

DC 絶縁AC

DC 絶縁 アース導通※：2020年4月価格改定

特徴
トランス容量 500VA と 200VA の2タイプ
高安全供給の高効率PWMスイッチングアンプ搭載
基本性重視：高精度、高分解能計測
見やすい 240x64ドットマトリクス液晶画面、高輝度カラーLED表示
単独試験：試験条件を 100個 保存可能
自動試験：100個 保存可能。1つの自動試験には、単独試験を16個設定可能
安全性重視：ゼロクロス投入機能、RAMP機能 (上昇)、インターロック機能主電源 ON時の本体セルフチェック機能、試験開始時の絶縁チェック機能試験中、測定値表示(真の実効値測定)
簡易試験解析 スィープ機能 搭載（GPT-990ｘA/GPT-9904のみ）
絶縁抵抗(IR)試験 50GΩ測定可能(GPT-9903A/9904)
入力AC電圧 100V/120V/220V/240V切替可能
インターフェース：RS-232C、USB、SIGNAL I/O端子、リモート端子(標準装備)、GPIB（オプション）

Simply Reliable世界の各種安全規格に基づく 4種類の試験
AC/DC耐電圧、絶縁抵抗(IR)、アース導通(GB)試験を安全かつ正確に!!
IEC、EN、UL、CSA、GB、JISなど各国の安全規格で定められた試験を安全、正確に試験を行えます。

見やすい！

鮮明！

240x64ドットマトリクス液晶画面

LEDインジケータ

PASS、FAIL、READY、TEST、HV OUT

アース導通試験端子
GPT-9904

操作が簡単！
ファンクション キー
4種類試験モードなど選択便利！

START ボタン リモート端子
STOP ボタン 試験スタート/ストップ

GPT-990xA/9904 リアパネル
HIGH VOLAGE SIGNAL I/O
USB/RS-232C
出力端子
GPT-9904

RETURN端子
アース導通試験端子A.

GP-IB ACインレット

オプション

HIGH VOLTAGE 出力端子
RETURN 端子

GPT-980x リアパネル
SIGNAL I/O
USB/RS-232C

GP-IB
オプション

ACインレット

高精度･高分解能
AC耐電圧試験

絶縁抵抗(IR)試験

DC耐電圧試験

アース導通(GB)試験

出力定格： AC 5kV、2V/step
100mA [GPT-990x]、 40mA [GPT-980x]
出力電圧確度： ±(1% of rdg + 5V) [無負荷時]
電流測定確度： ±(1.5% of rgd + 3counts) / 1.11mA以上☆
短絡電流: 200ｍA以上 [GPT-990x]

出力定格： DC 6kV、2V/step
20mA/100W [GPT-990x]、10mA/50W [GPT-980x]
出力電圧確度： ±(1% rdg + 5V) [無負荷時]
電流測定確度： ±(1.5% of rgd + 3counts) / 1.11mA以上☆

B.

試験電圧： DC 50V～1000V、 50V/step
測定範囲： 0.001GΩ～50.00GΩ [GPT-990x]
1MΩ～9500MΩ [GPT-980x]
抵抗測定確度： ±（10% of rgd + 1counts）(フルスケール 2000MΩ/9999MΩ時)☆
出力定格： AC 6V/3A～32A 、0.01A/step
測定範囲：10mΩ～650.0mΩ
抵抗測定確度：±（1% of rgd + 2mΩ）☆

☆ 測定確度は、代表例を記載してます。設定レンジなどにより、値が異なる可能性があります。 詳細は、SPECIFCATIONSの欄をご確認ください。

高効率、高安定PWMアンプ採用
効率

PWMアンプリニアアンプ

出力電力

高効率PWMスイッチングアンプを採用、最大”98%”の出力高効率です。
熱損失を抑え、信頼性と寿命を向上させました。高精度が要求される試験にご使用できます。
また、入力電圧変動の影響を防ぎ、高電圧出力変動を”1%”以下に抑えます。電源環境が不安定な地域でも、安定した試験が行えます。

C.

使い易い、見やすいパネル表示
測定値

PASS(緑)試験条件

FAIL(赤)READY(青)TEST(橙)

試験判定

設定/測定
電圧

高電圧
出力(赤)

設定/測定時間
ファンクション
キー

試験モード

240x64ドットマトリクス液晶画面

カラーLED表示

見やすい240x64ドットマトリクス液晶画面、カラーLED、ブザー音にて、安全試験作業を安全にサポートします。
液晶画面には、試験条件、試験中の実測値、ステータスそして、試験の判定結果を見やすく表示します。
高電圧出力端子の上部のLEDインジケータは、高電圧を出力中にフラッシングし、試験実行中を明確に表現します。

D.

安全性重視の保護機能 (作業者と被試験物保護)
試験電圧
スタート
電圧
RAMP

試験時間

開始時
(絶縁チェック)時間

DUT残留電圧 放電

放電時(放電機能)

ゼロクロス投入機能

放電機能

作業者を感電から守り、被試験物を劣化、破損防ぐ保護機能が装備されています。
主電源 ＯＮ時、本試験器のセルフシステムチェックを行い本器の安全性をチェックします。
「START」（試験開始）ボタンを押すと、約150msecにて被試験物が適切に絶縁されているかチェックします。
さらに、ゼロクロス投入機能とRAMP機能にて、フラッシュオーバーやアーク現象の発生を防ぎ、被試験物の絶縁性能の劣化を防ぎます。 試験中、異常事態が発生した場合に高電圧出力を150μs以内に遮断します。
試験終了時には、被試験物の残留電圧を放電し、作業者が試験対象に触れて感電する危険を防止します。

E.

単独試験と自動試験 機能
自動試験

各種試験設定条件は、単独(MENU)試験として、100個まで保存可能です。
そして、自動(AUTO)試験では、単独試験を自動走行することが可能です。
自動試験は、100個まで保存可能です。 1つの自動試験には、単独試験を試験工程順に16個まで編集、保存可能です。
自動/単独試験は、番号とファイル名にて（英数10文字）管理できます。
単独試験の“000”は、特別な操作が可能です。 試験実行中の出力値の可変、タイマー ＯＦＦ、スィープ機能などを操作可能です。(単独試験000は、自動試験には、利用できません。）

Ｆ.

単独試験(全 100ブロック)(全 100個)

AUTO=001-***
AUTO=002-***
AUTO=003-***===
AUTO=098-***
AUTO=099-***
AUTO=100-***

MANU=***-001
MANU=***-002
MANU=***-003===
MANU=***-098
MANU=***-099
MANU=***-100

16個/ブロック
編集可能

簡易解析 スィープ機能 (特別 単独試験 “000”)
GPT-990xA/9904は、被試験物の試験推移をグラフ表示するスィープ機能を装備しています。作業者は、被試験物がＰＡＳＳ/ＦＡＩＬ判定の確認だけでなく試験推移のイメージとデータを確認できます。 スィープ機能の測定条件は、100ｍｓ間隔/190ポイント (19ｓ)です。測定開始時間も可変可能。
測定後のグラフでは、カーソルを操作して、各ポイントの測定値も確認できます。

Ｇ.

各種インターフェース機能とインターロック機能
リモート端子2. RMT_START
1. RMT_STOP

試験ストップ ボタン
試験スタート ボタン

SIGNAL I/O

213

3. COM

45＊リモート端子ミルプラグ付属されています。

* 入力信号
Highレベル入力信号 2.4V～3.3V
Lowレベル入力信号 0V～0.8V
1msec(min)以上
パルス幅

フロントパネルには、「START｣、「STOP｣ボタン、リモート端子を装備。
リアパネルには、SIGNAL I/O、USB、RS-232Cを標準装備。
SIGNAL I/Oポートは、試験開始、停止制御、試験判定、インターロック機能を装備、PLCからの制御が可能です。
インターロック機能は、外部セキュリティ機能としてご使用できます。
ＧＰＩＢは、オプション対応です。

USB

D-sub 9pin メス

リモート制御端子
配置図
REMOTE

A タイプ

RS-232C
9pin オス6 7 8 91 23 4 5

SIGNAL I/O端子
ピン配 図

標準装備 インターフェース＊インターロックキーは、付属されています。

ピン番号123456789

信号名
インターロック 1
インターロック 2
INPUT_COMINPUIT_STRATINPUT_STOPOUTPUT_TESTOUTPUT_FAIL
OUTPUT_PASSOUTPUT_COM* 入力信号
Highレベル入力信号
Lowレベル入力信号
Lowレベル入力電流
パルス幅

備考
オープン時: 出力遮断
ショート時： 試験開始可能
INPUT コモン端子
スタート信号入力端子
ストップ信号入力端子
試験出力端子(ON状態)
FAIL出力端子(ON状態)
PASS出力端子(ON状態)
OUTPUT コモン端子

5V～32V
0V～1V-5mA(max)
1msec(min)以上* 出力信号
出力タイプ
リレーA接点
出力電圧
30VDC
最大出力電流 0.5A

SPECIFCATIONS
AC耐電圧 試験

DC耐電圧 試験
AC 0.100kV～5.000kV
2V / step±(1% of setting + 5V) [無負荷時]
200VA (5kV/40mA) [GPT-980x]
500VA (5kV/100ｍA) [GPT-990xA/9904]
10mA (0.1kV≦V≦0.5kV) [全機種]
40mA (0.5kV＜V≦5kV) [GPT-98xx]
100mA (0.5kV＜V≦5kV) [GPT-990xA/9904]
正弦波(Sine Wave), 50Hz/60Hz 切替式±1% + 5V [最大定格負荷→無負荷]±(1% of reading +5V)
0.001mA～40.0mA [GPT-980x]
0.001mA～100.0mA [GPT-990xA/9904][GPT-980x][GPT-990xA/9904]
0.001mA(0.001ｍA～0.999ｍA)(0.001ｍA～1.100ｍA)
0.01mA(01.00ｍA～09.99ｍA)(01.11ｍA～11.00ｍA)
0.1mA(010.0ｍA～040.0ｍA)(011.1ｍA～100.0ｍA)[GPT-980x][GPT-990xA/9904]±(1.5% of reading + 30counts) HI SET＜1.00ｍA HI SET＜1.11ｍA±(1.5% of reading + 3 counts) HI SET＞1.00ｍA HI SET＞1.11ｍA
ウィンドウ コンパレータ方式
部分放電（アーク：ARC)検出
0.1sec～999.9sec
OFF, 0.5sec～999.9sec
ON(RETURN) / OFF(GROUND)

出力電圧範囲出力電圧分解能
出力電圧確度
最大定格出力 *1
最大定格電流出力電圧波形
出力電圧変動率
測定電圧確度測定電流範囲測定電流分解能

測定電流確度

判定方式
RAMP(上昇時間)
試験時間 *2
GNDモード最大定格電流電圧変動率
測定電圧確度測定電流範囲測定電流分解能

測定電流確度

判定方式
RAMP(上昇時間)
試験時間 *2
GNDモード絶縁抵抗（IR) 試験
出力電圧
出力電圧分解能
出力電圧確度
測定抵抗範囲判定方式
RAMP(上昇時間)
試験時間 *2
GNDモードDC 0.100kV～6.000kV
2V / step±(1% of setting + 5V) [無負荷時]
50W (5kV/10mA)
100W (5kV/20mA)
2mA (0.1kV≦V0.5kV) [全機種]
10mA (0.5kV＜V≦6kV) [GPT-980x]
20mA (0.5kV＜V≦6kV) [GPT-990xA/9904]±1% + 5V [最大定格負荷→無負荷]±(1% of reading +5V)
0.001mA～010.0mA [GPT-980x]0.001mA～020.0mA [GPT-990xA/9904][GPT-980x][GPT-990xA/9904]
0.001mA(0.001ｍA～0.999ｍA)(0.001ｍA～1.100ｍA)
0.01mA(01.00ｍA～09.99ｍA)(01.11ｍA～11.00ｍA)
0.1mA(010.0ｍA～010.0ｍA)(011.0ｍA～020.0ｍA)[GPT-980x][GPT-990xA/9904]±(1.5% of reading + 30counts) HI SET＜1.00ｍA HI SET＜1.11ｍA±(1.5% of reading + 3 counts) HI SET＞1.00ｍA HI SET＞1.11ｍA
ウィンドウ コンパレータ方式
部分放電（アーク：ARC)検出
0.1sec～999.9sec
OFF, 0.5sec～999.9sec
ON(RETURN) / OFF(GROUND)

出力電圧範囲出力電圧分解能
出力電圧確度
最大定格出力 *1

アース導通(GB) 試験
DC 50V～1000V
50V/step±(1% of setting + 5V) [無負荷時]
1MΩ～9500MΩ [GPT-98xx]
1MΩ～50GΩ [GPT-990xA/9904][GPT-980x]
試験電圧
測定範囲
50V≦V≦450V
1～50MΩ
51～2000MΩ
500V≦V≦1000V
1～500MΩ
501～9500MΩ
[GPT-990xA/9904]
試験電圧
測定範囲
50V≦V≦450V
0.001～0.050GΩ
0.051～2.000GΩ
500V≦V≦1000V
0.001～0.500GΩ
0.501～9.999GΩ
10.00～50.00GΩ
ウィンドウ コンパレータ方式
0.1sec～999.9sec
OFF, 0.5sec～999.9sec
OFF (GROUND : 固定)

AC 3.00A～32.00A [GPT-9904]
0.01A
3A≦I≦8A : ±(1% of reading +0.2A)
8A＜I≦32A : ±(1% of reading +0.05A)
AC 6V max (オープン回路)
50Hz / 60Hz 選択可能
10mΩ～650.0mΩ (出力電流に従う)
0.1mΩ
±(1% of reading + 2mΩ)ウィンドウ コンパレータ方式
0.5sec～999.9sec
4端子OFF (GROUND : 固定)

出力電流 *1
出力電流分解能
出力電流確度
試験電圧
試験電圧周波数
測定抵抗範囲測定抵抗分解能
測定抵抗確度
判断方式
試験時間
試験方法
GNDモード確度±( 5% of reading + 1count)±(10% of reading + 1count)±( 5% of reading + 1count)±(10% of reading + 1count)
確度±( 5% of reading + 1count)±(10% of reading + 1count)±( 5% of reading + 1count)±(10% of reading + 1count)±(20% of reading + 1count)*1 出力に対する時間制限[GPT-980x]
AC
AC

DC
DC30mA≦I≦40mA
休止時間：出力時間以上
出力時間：約240sec以下
0.001mA≦I＜30mA
休止時間：必要ナシ
出力時間：連続可能
0.001mA≦I≦10mA
休止時間：必要ナシ
出力時間：連続可能

共通
単独試験モード
自動試験モード
インターフェース
ディスプレイ
入力電源
消費電力
筐体寸法/質量

付属品[GPT-990xA/9904]
AC
AC

DC
DC
GB
GB

単独メモリ : 100メモリ
自動メモリ : 100ブロック (1ブロックに16個の単独メモリを登録可能)
リアパネル:RS-232C、USB、SIGNAL I/O。 フロントパネル:リモート端子
240 × 64ドットマトリクス液晶画面
AC100V / 120V / 220V / 230V ±10%, 50/60Hz,
500VA [GPT-980x], 1000VA [GPT-990xA/9904]
330(W) × 148(H) × 452(D) mm ； 約15kg [GPT-980x]
322(W) × 148(H) × 482(D) mm ； 約24kg [GPT-990xA]
322(W) × 148(H) × 594(D) mm ； 約27kg [GPT-9904]
CD-ROM(クイックスタートガイド, 取扱説明書), ACケーブル, インターロック キー,リモート端子プラグ, テストリード GHT-114 (全機種)
テストリード GHT-114, GTL-115 (GPT-9904)

注意：出力時間 = Ramp 時間 + 試験時間

80mA≦I≦100mA
休止時間：出力時間以上
出力時間：約240sec以下
0.001mA≦I＜80mA
休止時間：必要ナシ
出力時間：連続可能
0.001mA≦I≦20mA
休止時間：必要ナシ
出力時間：連続可能
15A＜I≦32A
休止時間：出力時間以上
出力時間：999.9sec
3A≦I≦15A
休止時間：必要ナシ
出力時間：999.9sec*2 特別単独試験(MANU=***-000)時のみ、試験時間をOFF設定し、連続出力可能です。
上記の出力時間制限をご理解の上、ご使用ください。

筐体寸法図

GPT-980x シリーズ

GPT-9904 シリーズ

GPT-990xA シリーズ

オプション

GHT-113\ 33,000

GHT-205\ 12,500

GHT-114\ 4,500

GTL-115\ 6,500

GTL-232\ 2,500

GTL-247\ 2,500

GTL-248\ 14,800

Opt.1\ 30,000

GRA-417\ 20,000

高電圧テストプローブ(リモートタイプ)

高電圧テストプローブ

高電圧テストリード(付属品)

アース導通試験用
テストリード(GPT-9804 付属品)

RS-232Cケーブル
9ピン(オス-オス)

USBケーブル,
A-Aタイプ, 約1.8m

GPIBケーブル,約2m

GPIBユニット

EIAラックマウントアダプタ(19”, 4U)

注意

機器に関する仕様、デザインは改善のため、予告なく変更することがあります。
安全にお使いいただくために、ご使用前は必ず「取扱説明書」をご覧ください。
当社の製品は、十分な知識のある方の監督のもとで使用ください。
当社の製品は一般家庭、消費者向けに製造されたものではありません。
表示価格には消費税が含まれておりません。

代理店:

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

Japan-07-2020 GPT-9000 series