FBNews No.572（'24.8.1発行）

Photo Yasuhiro Hirano

Index
放射線被ばく管理に用いられる「Sv」について… …………黒澤忠弘

1

携帯電話機の高周波電磁場が…
電子ポケット線量計に及ぼす影響…………………………出路

静彦

6〔コラム〕68th Column…
【目と耳を大切に】……………………………………………中川恵一

11

全衛連の胸部Ｘ線写真撮影時の照射Ｘ線量の測定について…… 安藤富士夫

12〔放射能・放射線単位の由来〕…
第 7 回 ジュール joule：J… ………………………………髙橋

正17

令和 6 年度放射線安全取扱部会年次大会…
（第65回放射線管理研修会）… ……………………………………………

18…
〔サービス部門からのお願い〕
返信用封筒はセロハンテープで確実に封をしてください……………

19

＊誌名の
「FBNews」
は、弊社が行っていた「フイルムバッジ（FB）」
による個人線量測定サービスに由来しています。

FBNews No.572（'24.8.1発行）

放射線被ばく管理に用いられる「Sv」について黒澤
2.2

1 ．はじめに忠弘＊カーマ

カーマ（kerma：Kinetic Energy Released
per unit Mass）は、質量dmの物質内で電離放射線は、医療診断、医療治療、非破壊検

放射線によって放出されるすべての荷電粒子

査、原子力発電、滅菌、加工、品種改良など、の初期運動エネルギーの和 dEtraをdmで除し医療分野、工業分野、防護分野など様々な分た値として定義されている。

野で利用され、われわれの生活と切り離せなK=

い関係になっている。こういった施設では、

dEtra
dm

管理区域境界や従事者の被ばく線量を測定し単位は吸収線量と同様に、J/㎏又はGyで安全であることを管理していく必要がある。

表される。対象とする物質が空気である場合、今回は放射線の線量単位、特に放射線の安全

空気カーマと呼ばれ、放射線防護に関する物管理に用いられる「Sv（シーベルト）」を中理量として広く使われている。

心に解説したい。
2.3

シーベルト

シーベルト（Sv）は、放射線が人体へ与2 ．放射線の線量評価に用いられる主な単位

える影響の程度を数値で示すための「指標」、
また被ばく線量の単位として用いられている。

2.1

吸収線量

シーベルト（Sv）を単位とする線量には、吸収線量（ J/㎏, Gy）は、質量dmの物質にいくつかの種類があり、これらは大きく「防電離放射線によって付与された平均エネル

護量」と「実用量」に分けることができる。

ギー dEをdmで除した値として定義されている。

詳細について次の章で解説する。

D=

dE
dm

リニアックなどを用いた外部放射線治療に

3．
「防護量」
「実用量」としてのシーベルト

おいては、この対象の物質を水とした水吸収線量が基準となり治療が行われている。

3.1 「防護量」「実用量」とは放射線の被ばく管理のために使われる単位＊ Tadahiro KUROSAWA 国立研究開発法人 産業技術総合研究所

1

FBNews No.572（'24.8.1発行）

各種放射線量の関係
物理量・フルエンス φ・カーマ K・吸収線量 D
ICRP

ICRU

防護量

線量限度を示す際に用いられる人体を模擬したボクセルファントムで評価
・組織吸収線量 DT・組織等価線量 HT・実効線量 E

比較・評価

実用量
被ばく線量を管理するために用いられる
ICRUで定義された球やスラブファントムで定義・周辺線量当量 H*(d)・方向性線量当量 Hʼ(d,Ω)
・個人線量当量 Hp(d)
校正や試験
・測定量
・機器のレスポンス

図1

防護量と実用量の関係として「Sv」があるが、大きく「防護量とし

3.2.1

等価線量

てのSv」と「実用量としてのSv」に分けられる。

人体の組織や臓器の被ばく線量を考える際

防護量は、年間の被ばく線量限度など被ばに用いられる量で、単位はSvである。放射く量の管理のために用いられる量で、ICRP

線の種類によって臓器などが受ける生物学的（International Commission on Radiologicalな影響が異なることを考慮するため、放射線

Protection：国際放射線防護委員会）によって荷重係数 wR が導入されている。等価線量は定義され、被ばく線量限度（実効線量限度と以下の式で求められる。

して 5 年平均で20 mSv/年）などが勧告されて

HT = wR・D T, Rいる。一方、防護量はその定義から実際に測定によって評価することが困難なことから、防ここで、HT はある組織・臓器Tの等価線量、護量に近い値となるような測定量として定め

D T, R は組織・臓器 T の放射線 R による吸収線られたのが実用量である。実用量は、ICRU

量を表している。放射線加重係数は、表 1（International Commission on Radiationに示すように放射線の種類に対して示されてUnits and Measurements： 国際放射線単位測いる。（ICRP2007年勧告）

定委員会）によって定義されている。図 1 に防皮膚の被ばく線量限度や眼の水晶体の被ば護量と実用量の関係を示す。以下に防護量、く線量限度などは、この等価線量に対して示

実用量がどのように定義されているか解説する。

されている。
等価線量、その後に示す実効線量も同様で

3.2

防護量

あるが、これは個々の人体に対して定義され防護量には、人体組織の各部位に対する線たものではなく、ICRPによって示された人

量である等価線量と全身の被ばく量を評価す

体を模擬したボクセルファントムに対して定るために用いられる実効線量がある。

義されていることに注意いただきたい。
2

FBNews No.572（'24.8.1発行）

表1

放射線の種類に対する放射線加重係数

ここで H は実効線量、wT はICRP2007年勧放射線の種類

放射線加重係数

告で示された 組織加重係数（表 2 ）である。

光子（Ｘ線、γ線）

1

同じ等価線量であっても、臓器によってその電子（β線）1陽子

2α線、重い原子核20

中性子 En< 1 MeV

2.5+18.2 e−［ln（ En）］ ⁄ 62
5.0+17.0 e−［ln（2 En）］ ⁄ 6−［ln（0.04 En）
］2 ⁄ 6
2.5+3.25 e

生物学的影響のリスクが異なってくる。このリスクの比が組織加重係数で、すべて足し合
わせると 1 となる。全身被ばくの線量限度は、
2

1 MeV≦En≦50 MeV
En＞50 MeV

この実効線量に対して示されている。
3.3

実用量

防護量の定義を考えると、等価線量や実効
3.2.2

実効線量

線量を定義通りに測定することは非常に困難で個々の組織・臓器の等価線量を足し合わせある。そこで被ばく線量の管理のために、測定て全身の被ばく線量を表すものが実効線量でできる量として導入されたのが実用量である。

ある。単位は等価線量と同様にSvである。

ある場所の放射線量の管理のために用いられ実効線量は以下の式で求められる。

る量として「周辺線量当量」と「方向性線量当量」が、また個人の被ばく線量を管理するため

H =∑ wT・HT
表2
組織・臓器

T

に用いられる量として「個人線量当量」が定義

組織加重係数されている。線量当量は以下の式で求められる。

放射線加重係数

HE = D・Q

骨髄（赤色）

0.12

結腸

0.12

肺

0.12

胃

0.12

乳房

0.12

残りの組織・臓器0.12

線量当量である。ICRU球と呼ばれる直径30 ㎝

生殖器

0.08

で、元素重量組成がＯ：76.2%、C：11.2%、H：

膀胱

0.04

10.1%、N：2.6 %の組織等価物質の球の、ある

食道

0.04

深さｄ㎝に対する線量当量として定義されて

肝臓

0.04

いる。
（図 2 ）この周辺線量当量の定義の中で

甲状腺

0.04

骨表面

0.01

脳

0.01

唾液腺

0.01

皮膚

0.01

合計

1.00

3

ここで Dは評価ポイントにおける吸収線量、Qは線質係数で、線量当量の単位はSvである。
3.3.1

周辺線量当量場所の線量管理のために用いられるのが周辺特徴的なのが、「整列拡張場」である。通常放射線を扱っている施設では、様々な方向から放射線がやってくることが想定されるが、それを一方向から来るものとして扱うのが整列拡張場である。言い換えれば、この周辺線量当量を測定する線量計（サーベイメータなど）
は、方向依存性がなくどの方向から入射した

FBNews No.572（'24.8.1発行）

表3

人体の部位とファントムの形状の関係

人体の部位

ファントム形状

体幹部（H（10）, スラブファントムp）（30 ㎝×30 ㎝×15 ㎝）
H（0.07）p
放射線の入射方向
図2

周辺線量当量を定義するため場合でも正しく周辺線量当量が測定できるよ

手首（H（0.07）） ピラーファントムp（直径73 ㎜×長さ30 ㎝の円柱））
指（H（0.07）
p

ロッドファントム（直径19 ㎜×長さ30 ㎝の円柱））
頭部（H（3）p

円柱ファントム（直径20 ㎝×長さ20 ㎝の円柱）

うに設計されている。
周辺線量当量は H（d）で表され、ｄの値と*しては10 ㎜（全身の被ばく評価用）、 3 ㎜（眼に用いられている。表 3 に、定義で用いられているファントム形状を示す。

の水晶体の被ばく評価用）、0.07 ㎜（皮膚の被ばく評価用）のそれぞれで定義されている。
深さ10 ㎜の評価点である H（10）がサーベイ*

4 ．防護量と実用量の関係

メータの校正に用いられている。
前述したように被ばく線量限度は防護量で3.3.2

方向性線量当量示されており、被ばく管理としては「実効線透過力の弱い低いエネルギーのガンマ線や量」や「等価線量」の値を考える必要がある。

Ｘ線、β線などは、入射する角度によって皮ただ定義通りに測定することが困難であるこ膚の被ばく量が変わってくる。この入射方向とから、測定量である実用量から実効線量やも考慮した場の測定のために導入されたのが、等価線量を推定して評価することになる。そ方向性線量当量である。周辺線量当量と同様

れぞれの対応関係を表 4 に示す。

にICRU球の深さｄ㎜のポイントで定義され、実際の管理では、例えば H（10）は実効線
p

H（d）と表される。方向性線量当量は、周’量を近似しているとして測定値を実効線量の辺線量当量のような整列拡張場ではなく、各値として扱うケースが多い。

入射角度に対して異なる値となっている。

光子の場合であるが、実効線量とH（10）*の比較を図 3 に示す。

3.3.3

個人線量当量個 人 線 量 当 量 で は、 人 体 の 形 状 に 近 い
ファントム（組成はICRU球と同じ）に対して定義されている。ただ前述の周辺線量当量などと同様に、それぞれのファントム表面から深さｄ㎜での吸収線量を基に定義されていて、（10）は全身の被ばくH（d）と表される。Hpp
線量を、H（3）は眼の水晶体の被ばく線量、
pH（0.07）は皮膚の被ばく線量を評価するため
p

表4
防護量
実効線量

防護量と実用量の対応関係
実用量
空間線量

従事者の線量

周辺線量当量,H（10）*個人線量当量,H（10）p眼の水晶体 方向性線量当量, 個人線量当量,
等価線量
H’
（3）
H（3）
p
末梢部皮膚 方向性線量当量, 個人線量当量,の等価線量 H’
（0.07）
H（0.07）p

4

FBNews No.572（'24.8.1発行）

図3

様々な入射角度に対する実効線量と周辺線量当量の関係

縦軸の換算係数は、物理量である空気カー示しており、今後の過渡期においてはますま

マから実効線量や周辺線量当量を評価するた

す複雑な状況になると予想される。様々な機めに用いている。実効線量は、重要臓器の位会を通じて、放射線業務に携わっている方々

置と入射方向の関係で、光子のエネルギーや自身で自らの被ばく線量管理について理解が入射方向で実効線量の値が変わってくる。た深まるよう、情報提供を行なっていきたいとだ図を見て明らかなように、測定量である周考えている。

辺線量当量がいずれの光子エネルギーに対しても大きな値となっており、このことから実用量で被ばく管理を行うことで、防護量を安全側に評価していることが分かる。

5 ．まとめ今回、防護量と実用量の関係について概要を解説した。防護量、実用量とも同じ単位のSvが使われており、理解し難い部分も多かったかと思われる。またICRPやICRUも最新の知見を基に、値の見直しや新たな定義なども5

著者プロフィール

1995年 東北大学工学部原子核工学科卒業。
2000年	東北大学大学院工学研究科量子エ
ネルギー工学専攻博士課程修了。
工学博士。
2000年	工業技術院電子技術総合研究所入所。
2001年	組織変更に伴い、独立行政法人産業技術総合研究所となる。γ線、Ｘ線の線量標準の開発、供給に従事。
2023年～現在
産 総研の子会社である株式会社
AIST Solutionsに出向。コーディ
ネータとして企業連携に従事。

FBNews No.572（'24.8.1発行）

携帯電話機の高周波電磁場が電子ポケット線量計に及ぼす影響
出路
概

要

静彦＊

子機器の一種であるEPDが誤動作による異常な計数（誤計数）を示すことが知られて携帯電話機が発する高周波電磁場が電子ポケット線量計（Electronic pocket dosimeter：
EPD）に電磁干渉により誤動作を起こさせることが広く知られている。これまで、EPDに及ぼす影響について調査してきた 1 − 4 ）。本稿では、これらの調査結果とともに現在行なっている予備的調査について紹介する。

はじめに電離放射線を取り扱う放射線管理施設においては、放射線業務に携わる放射線業務従事者や放射線管理区域に一時的に立ち入る者の作業中の個人被ばく線量を、放射線線量計を用いて測定することが法令上義務付けられている。電子ポケット線量計は、個人被ばく線量を測定する直読式のシリコン半導体式放射線線量計である。線量計装着者はデジタル表
示される自身の被ばく線量値を作業中に随時確認することができるため、EPDは管理区
域への一時立ち入り等の短時間の個人被ばく
線量の測定に広く用いられている。
これまでに携帯電話機が発する高周波電磁場が心臓ペースメーカ等の医療用電子機器を電磁干渉により誤動作させることが知られている。放射線管理施設においても管理区域内での作業中に携帯電話機を使用した際に、電いる。誤計数は正確な被ばく線量の測定を不可能にするだけでなく個人被ばく管理も不可能にするため、放射線防護上EPDに誤動作を起こさせてはならない。
国際電気標準会議（International Electrotechnical Commission：IEC）は、IEC61000-4-3 5 ）において一般電子機器の電磁耐性を試験する試
験電場強度および試験電場強度下での動作基準を国際規格として規定している。周波数80 MHz以上のデジタル携帯電話機が発信する
高周波電磁場に対して（1）
10 V/mのばく露では誤動作を起こさないこと、（2）
30 V/mのばく
露では誤動作を起こしたとしてもばく露中止後は正常に復帰することと規定している。このことは、携帯電話機の高周波電磁場に対して電子機器が最低限10 V/mの電磁耐性レベルを有
していなければならないことを要求している。
高周波電磁場は、振動する電場と磁場で構成されている。 1 秒当たりの振動数は周波数と呼
ばれ、単位はヘルツ（Hz）で表される。電場は電荷の存在にのみ関連するのに対して、磁場は電荷の物理的運動（電流）によって生じる。電場は電荷に力を及ぼし、単位はメートル当たりのボルト（V/m）で表される。同様に磁場は電荷に物理的な力を及ぼすことができるが、それは電荷が運動しているときのみであり、単位はメートル当たりのアンペア（A/m）で表される 6 ）。

＊ Sizuhiko DEJI 岐阜医療科学大学 保健科学部 放射線技術学科 教授

6

FBNews No.572（'24.8.1発行）

1 ．第 2 世代の携帯電話機がEPDに及ぼす影響した。EPDは誤動作防止距離よりも近傍では【携帯電話機の電磁場強度測定】
1.5 GHz帯の高周波電磁場を最大出力0.8 W

電磁干渉によって誤動作を起こすが、この距離よりも遠方では誤動作を起こさない。誤動作防止距離に対応する電場および磁場強度を、で送受信する携帯電話機（Tu-Ka, SANYO
TS-01）を用いた。携帯電話機底部の中心を原点として携帯電話機の長軸方向をｚ軸とす

EPDの電磁耐性レベルとした。
【携帯電話機の電場強度分布】
図 1 は、携帯電話機の150°−330°縦断面のる円筒座標を定義し、携帯電話機周囲の652
点で電場強度を測定した。
電場強度測定システムは、電場プローブ、

電場強度分布を示している。30、20、10 V/mの電場強度は、アンテナを含めた携帯電話機を取り囲むように分布しており、アンテナ部

電磁放射線モニタ、パーソナルコンピュータ、

において外側に膨らむ傾向を示した。縦断面

ソフトウェアおよび光ファイバーケーブルからごとに電場強度の最大値は多少変動したが、成る。電場プローブは周波数範囲が100 kHz～
全測定点での最大値は36.5±0.3 V/mであり、3 GHz、 測 定 範 囲 が 1 ～800 V/mで あ っ た。
ア ン テ ナ の 中 心 部 に 相 当 す る ｚ=15 ㎝ に
磁場強度については電場強度の測定値から計あった。携帯電話機は、本体部よりもアンテ
算によって求めた。電場強度の測定には、アナ部において強い電場を発生していた。IEC
クリル製の測定棚を用いて金属物質による反規格の試験強度30および10 V/mに相当する携射等の影響を極力避けた環境の下で行った。
帯電話機からの最長距離は、 7 および21 ㎝で【EPDの誤動作の測定】あった。
EPDは広く使用されているAlokaマイドー
ズ 5 機種（ 1：PDM-101、 2：PDM-111、 3：
PDM-101、 4：PDM-107、 5：PDM-117） を対象にした。表 1 は、EPDの特性を示している。EPD-1および 4 は電磁遮へいされておらず、EPD-2、 3 および 5 は電磁遮へいされていた。中でもEPD-2および 5 は電磁遮へいを強化したものであったが、電磁遮へいの具
図1 1
 50°
−330°
の断面図における携帯電話機周体的な方法および内容については不明である。
囲の電場強度分布
携帯電話機のアンテナ中心が位置するｚ=15【EPDの誤動作防止距離および電磁耐性レベル】㎝の高さにEPDを配置し、ｒ=21 ㎝の距離か
5 機種のうちEPD-5を除く 4 機種が誤動作
ら 1 ㎝間隔でEPDを移動させた。50秒間の電を起こしたが、ばく露中止後はすべてのEPD
磁場ばく露によっても誤計数を生じなかったが正常に復帰した。誤計数値はEPDと携帯電
携帯電話機からの距離を誤動作防止距離と
表1

EPDの特性話機間の距離が短くなるにつれて上昇する傾向を示し、EPDによっては 線 量 表 示 の 上 限 値99.99 µSvを 超えるものもあった。一般に電子機器内部の回路や配線は外部電磁場に対してアンテナとして機能するため、いずれのEPDも放射線を検出する

7

FBNews No.572（'24.8.1発行）

半導体素子や電子回路の基盤部分で電磁感受性が高かった。

がって、放射線防護上EPDの電磁耐性レベ
ルをより高める必要がある。

表 2 は、EPDの誤動作防止距離および電磁耐性レベルを示している。 5 機種のEPDの誤動作防止距離は2.0～21.0 ㎝の間にあった。電2 ．電磁遮へい材による電磁干渉防止効果

磁 耐 性 レ ベ ル は 電 場 強 度 に 対 し て は9.2～
37.6 V/mの間にあり、磁 場強度に対しては
0.03～0.51 A/mの間にあった。携帯電話機の高周波電磁場に対する電磁耐性レベルは10 %の 誤 差 範 囲 内 でIEC規 格 と 同 程 度 以 上 であった。電磁遮へいされたEPD-2、 3 および5 は、未遮へいのEPD-1および 4 よりも電磁耐性レベルが高かったことから遮へいの効果は認められたが、携帯電話機はEPDの電磁耐性レベルを超える電磁場強度を発生していた。
EPDの誤動作防止距離は、電磁的影響を及ぼす可能性のある物を極力除去した環境の下で得られた値である。しかし、実験的に求めた誤動作防止距離は携帯電話機からの電磁場からEPDの誤動作を完全に防ぐことを保証す
る値ではない。EPDへのばく露時間を50秒としたが、実際には50秒以上携帯電話機を継続して使用することが日常的に起きているので、50秒以上ばく露する場合が予測される。また、携帯電話機の位置を変えた場合には送信出力制御機能により携帯電話機が出力を増大させることもあり得る。このような実際の環境下では、実験的に求めた誤動作防止距離においてもEPDが誤動作を起こす可能性がある。したがって、EPDに誤動作を起こさせないた
めにはEPDと携帯電話機間の距離を誤動作防止距離以上に保つ必要がある。 5 機種のうち 4 機種のEPDが誤動作を起こした。した
表2

携帯電話機が発する高周波電磁場によるEPDの誤動作を防止するためには、電磁耐性レベルの高い他の個人被ばく線量計を使用することによって可能ではあるが、EPDは
現在広く普及しているのでこれらを廃棄することなく引き続き安全に使用できることが望ましい。第 1 の方法は、携帯電話機とEPD間の距離を誤動作防止距離以上に保つことである。しかしこの方法は、装着者自身または第三者が携帯電話機を使用する際には常に携
帯電話機とEPD間の距離を誤動作防止距離以上に保つように装着者に意識させなければならないため、EPDを用いた個人被ばく管理の信頼性は、装着者に委ねられることになる。
第 2 の方法は、電磁遮へい効果を有する遮へい材を用いて外部からEPDを遮へいして誤動作を防止することである。第 2 の方法によってEPDの誤動作を防止することができれば、第 1 の方法のように装着者に新たな注意義務を課すことなく携帯電話機とEPDを併用することが可能になる。また、現有のEPDの有効利用が可能となるばかりでなく、EPDを用いた個人被ばく管理の信頼性を確保することができる。
【携帯電話機、EPD、電磁遮へい材】
周波数1.5GHz帯で最大出力0.8Wで送受信
す る 上 記 の 携 帯 電 話 機 を 用 い た。EPDは、
EPD-1、2 、3 および 4 の 4 機種を対象とした。
EPD-5は誤動作を起こさなかったた

EPDの誤動作防止距離と電磁体制レベル

め除外した。電磁遮へい材は、電磁遮へい効果を有するニット型活性炭
素繊維、金属薄膜ポリエステルフィ
ルム、金属網 1 （0.2 ㎜φ、1.3×1.3㎜格子）、および金属網 2 （0.5 ㎜φ、2.5×2.5 ㎜格子）を用いてEPDを挿8

FBNews No.572（'24.8.1発行）入できる 4 種類の遮へい容器を作成した。
4 機種のEPDを各々 4 種類の遮へい容器

網よりも優れている。ニット型活性炭素繊維
は柔軟性において金属薄膜ポリエステルフィ

内に挿入した状態で、携帯電話機が発する高周波電磁場に50秒間ばく露させた。
【電磁遮へい材の遮へい効果】

ルムに勝っている。耐久性については金属網が優れているが、装着者の衣服を傷つける恐れがある。布等を用いて金属網容器の外側を表 3 は、EPD-1の誤動作防止距離および電磁耐性レベルを示している。遮へい容器なしのEPD-1の誤動作防止距離は13.0 ㎝であった

カバーしたとしてもカバーが破れやすく実用
するには不向きであると考えられるため、遮へい容器の遮へい材はニット型活性炭素繊維

が、遮へい容器に挿入したEPD-1は携帯電話機に接触する距離2.0 ㎝においても誤計数を生じず、誤動作防止距離は2.0 ㎝以下であっか金属薄膜ポリエステルフィルムが優れていると思われる。

た。 4 種類の遮へい容器は、携帯電話機が発する高周波電磁場に起因するEPD-1の誤動作を防止した。EPD-1の電磁耐性レベルは、電場 強 度 が 遮 へ い 容 器 な し の13.3V/mか ら
41.1V/m以上、磁場強度が遮へい容器なしの0.04A/mから0.56A/m以上となり、電磁耐性レ
ベルは遮へい容器に挿入することによって電場強度は3.1倍以上、磁場強度は11.2倍以上高くなった。 4 種類の遮へい容器は、他のEPDに対しても誤動作を防止し、電磁遮へい効果の最大値は11.2倍以上から18.7倍以上となり、高い電磁遮へい効果を示した。放射線取扱いの実際の現場においては電磁遮へい効果という因子に加えて遮へい容器への加工のしやす
さ、遮へい材の重さ、柔軟性および耐久性等も重要な因子である。加工のしやすさ、重さ
および柔軟性の点ではニット型活性炭素繊維
および金属薄膜ポリエステルフィルムが金属
表33 ．第 4 世代の携帯電話機がEPDに及ぼす影響の予備的調査
現在広く使用されている第 4 世代の携帯電話機がEPDに及ぼす影響について予備的調査を行った。
【電磁場強度の測定】
図 2 に示すように、携帯電話機底部の中心を原点として携帯電話機の長軸方向をｚ軸、液晶画面側を270°に配置する円筒座標を定義した。800 MHz帯の高周波電磁場を最大出力0.2 Ｗ で 送 受 信 す る 携 帯 電 話 機（au, SONYXPERIA XZ3 SOV39）を用い、 1 分間通話状態にして携帯電話機周囲の653点において電場強度を測定した。
【EPDの誤動作の測定】
EPDの誤動作の測定は、携帯電話機の液晶
画面の中心とEPDの半導体素子部を同じ高さ

EPD-1の誤動作防止距離と電磁耐性レベル

図29

携 帯電話機に定義した円筒座標（ r, θ, ｚ）

FBNews No.572（'24.8.1発行）にして、携帯電話機の液晶画面側にEPDの液晶画面を向けて配置した。 1 分間通話状態におわりにして携帯電話機からの高周波電磁場にEPDをばく露させて、25 ㎝離れた距離から 5 ㎝間隔に近づけていき誤動作の測定を行った。EPD

携帯電話機が発する高周波電磁場がEPDに及ぼす影響について紹介してきた。携帯電

は、アロカ社製マイドーズミニX PDM-127BSZを 用 い た。 携 帯 電 話 機 は、 ①au, SONYXPERIA XZ3 SOV39、 ② au, SAMSUNG
Galaxy A30、③docomo, Apple iPhone 7 の 3機種を用いた。①と②は、800 MHz帯の高周波電磁場を最大出力0.2 Wで送受信する。③は話機は、送受信周波数が2.3 GHz帯、3.7 GHz
帯、4.5 GHz帯、28 GHz帯で最大出力0.2 Wの第 5 世代が普及してきている。ばく露周波数が高いとEPDは誤動作を起こしやすいことが示唆されるため、今後は第 4 世代の携帯電話機がEPDに及ぼす影響に加えて第 5 世代の携帯電話機に対する影響も明らかにしてい1.7 GHz帯の高周波電磁場を最大出力0.2 Wで送きたいと考えている。

受信する携帯電話機であった。
【結 果】
携帯電話機は、（ r, θ, ｚ）＝（ 7 , 60, 5 ）の位置で全測定点中の最大値12.2 V/mを示した。高さ− 5 ㎝～ 5 ㎝の30°～90°方向で高い値を示した。
誤動作の測定は、XPERIAとGalaxyの 2 機種に対しては携帯電話機とEPDが接触する
距離においても誤動作は起こさなかったが、iPhoneに対しては 7 ㎝以下の距離で誤動作を起こした。EPDに付属のシールドカバーを装着すると誤動作を起こさなくなったが、3.5 ㎝以下の距離ではシールドカバーを装着していても誤動作を起こした。
距離 7 ㎝における電場強度を測定すると、
XPERIAが2.0 V/m、Galaxyが1.8 V/m、
iPhoneが0.6 V/mであった。電場強度が低い
iPhoneで誤動作を起こすことから、送受信周波数が高い携帯電話機ほどEPDに誤動作を起こさせやすく周波数に依存することが示唆（1）
	出路静彦, 西澤邦秀：携帯電話機の高周波電磁場が電子ポケット線量計に及ぼす影響, 日本放射線安全管理学会誌, 第 2 巻, 第 1 号, 33-37（2003）.
（2）
	Shizuhiko Deji and Kunihide Nishizawa:
Abnormal responses of electronic pocket
dosimeters caused by high frequency
electromagnetic fields emitted from digitalcellular telephones, Health Phys., 89（3）, 224-232（2005）.
（3）
	出路静彦 他：電磁遮蔽材による半導体式電子
個人被曝線量計の電磁干渉防止効果, 日本放射線安全管理学会誌, 第 4 巻, 第 2 号, 104-108（2005）.
（4）	出路静彦, 西澤邦秀：核融合関連施設における電磁環境とその影響 放射線管理施設で使用する
半導体式放射線線量計の場合, プラズマ・核融合
学会誌, 第88巻, 第 8 号, 448-452（2012）.
（5）	International Electrotechnical Commission:
Electromagnetic compatibility（EMC）-Part 4-3:
Testing and measurement techniques –Radiated, radio-frequency electromagnetic field
immunity test, IEC 61000-4-3 Edition 4.0, IEC（Geneva）（2020）,.
（6）
	International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection: Guidelines for limiting
exposure to time-varying electric, magnetic andelectromagnetic fields（up to 300 GHz）
, Health
Phys., 74（4）, 494-522（1998）.

される。EPDに付属のシールドカバーを装着しても3.5 ㎝以下では誤動作を起こすことから、一定の遮へい効果はあるものの万全ではないといえるため、放射線業務従事中の携帯電話機の使用には注意が必要である。

参考文献

著者プロフィール
1984年名古屋大学医療技術短期大学部診療放射線技術学科卒業、病院勤務、2000年富山大学
理学部、2005年名古屋大学環境学研究科博士課
程修了、博士（理学）、同年名古屋大学大学院
工学研究科博士研究員、2006年株式会社国際電
気通信基礎技術研究所、2007年神戸総合医療専門学校を経て、2011年岐阜医療科学大学准教授、2017年より同教授、現在に至る。

10

FBNews No.572（'24.8.1発行）

コラム

中川

68th

恵一

東京大学医学部附属病院

Column

目と耳を大切に
私は64歳ですが、自分の健康には気を使っている方だと思っています（飲酒以外）。60

せることで、網膜を剝がれにくくします。裂孔自体を治療するわけではなく、さらなる剝離を防ぐための処置です。両目のレーザー照
射は15分もかからず終了しました。

代の男性の死因の45 %程度が、がんによるものですから、とくに、がんには注意を払っています。
その一方、これまでは、がん以外の病気について、あまり注意してこなかったのも事実です。友人の勧めもあって、数年前から目と耳も定期的にチェックするようにしています。
ところが、一昨年 6 月の眼科検診で、網膜剝離の宣告を受けてしまいました。しかも、両目とも！
自宅近くの眼科には、症状がなくても、半
年ごとに定期受診することにしています。
担当の女医さんは網膜を入念に観察すると、「網膜に穴があいています」とあっさり言いました。まさに、青天のへきれき。
角膜から眼球内に⼊った光は、水晶体で屈折し、透明なゼリー状の硝子体を通って、網膜に投影されます。このとき、網膜が感じた
光刺激が視神経を経由して、脳に伝わります。
硝子体は年齢とともに一部が液状化し、眼球のなかで揺れ動くようになります。この揺れによって網膜が引っ張られて、破れるのが目の病気には、私が経験した網膜剝離のほか、失明の原因トップの緑内障や加齢で増える白内障など、さまざまな種類があります。
しかし、目のがんはまれです。年間約100万人が新たにがんと診断されますが、目とその周りのがんは360人程度にすぎません。
がんが少ないのは、耳も同じです。認知症の原因として最も多い難聴のほか、めまいや耳鳴りに悩む人は数知れません。しかし、耳にできるがんはあくまで例外的です。
目や耳にがんができにくいのは、分裂する細胞が少ないため、遺伝子のコピーミスによ「網膜裂孔」です。
この裂け目から硝子体の水分が網膜の下にる突然変異が起こりにくいからです。
目や耳は、がんができにくい半面、細胞分侵入すると網膜が剝離していき、最悪の場合、失明につながります。
眼科医から放置はできないと言われ、その場で、レーザー治療を受けました。

裂によって組織を修復することが困難です。
長持ちさせるには、大切に使うしか道はありません。人生100年時代。網膜剝離といった病気を経験すると、「修理」が利かない臓器

網膜にできた裂孔を取り囲むようにレーザーを照射し、網膜とその下の組織を接着さこそ、大切に使うべきだと実感します。

11

レーザー治療後の左眼底FBNews No.572（'24.8.1発行）

全衛連の胸部Ｘ線写真撮影時の照射Ｘ線量の測定について
安藤富士夫＊
公益社団法人全国労働衛生団体連合会エッの技術者が委員に名を連ねているので、処理

クス線写真専門委員会が行っている胸部X線
写真の精度管理事業の中で、平成21年度から
ガラスバッジによる測定を行い、線量と画質に関する検討を行っていることは、すでにFBNews 2012年 6 月号（№426）にて報告したとおりである。
平成21年度から始めたガラスバッジによる測定値とⅩ線画像の評価点数を施設に通知するとともに、評価点の向上とⅩ線量の低減に向けたコメントを作成しフィードバックを行ってきた。デジタル化が進む中での、画像処理の最適化が画質向上のための大きな要因
であり、その中で撮影条件の最適化も考慮する必要性から、数年の間、コメントのフィードバックを継続した。
平成23年度までの結果については、すでに報告済であるため、ここでは、平成24年度以降の審査について検討していく。
デジタル化の進捗が急速に進んだため、平成25年度から従来のフィルムによる審査からモニターによる審査に切り替えを行った。
施設から、CDに画像データを落とし込んの妥当性を伺い知ることができる。
また従来は任意で行ってきたガラスバッジの測定を、平成28年度から精度管理に参加する施設に 3 年に 1 回の測定を義務付けることとした。
平成28年から撮影条件から照射線量を推計するNDD法による推計値の算出及びガラス
バッジを用いた線量測定を並行して実施し、調査参加施設に測定結果を報告することで、照射線量の適正化を促してきたが、令和 2 年から 3 年間、新型コロナウイルスの感染拡大を考慮してガラスバッジの測定を休止していた。
コロナウイルス感染症拡大が発生してから、4 年が経過し罹患患者が減少するなか、コロ
ナウイルスも第五類に分類されたことから、本年（令和 5 年）は、ガラスバッジの測定を再開することとなり、神奈川県から沖縄県までの234施設にお願いした。
図 1 に平成21年から令和元年までの測定値の一覧を、さらに図 2 に対象地域のガラスバッ
ジとNDD法の平均値・最小値・最大値の比較を示す。平均値が少しずつ低くなっている。

でもらい、画像をビューアで観察することで図 3 に、令和 5 年度の対象地域のガラス評価を行うもので、審査の所要時間が大幅に短縮されるとともに、画像データのほかに、
DICOMタグの中には、画像の処理条件等が表示されており、施設がどのような処理を行なっているか、知ることができる。メーカー

バッジとNDD法の線量分布の比較を示す。
ガラスバッジの測定値の平均値がNDD法の推計値に比べ、やや低めの値を示すことは、
平成30年までの調査と同様の結果であった。
NDD法による推計値とガラスバッジによる＊ Fujio ANDOU 公益社団法人全国労働衛生団体連合会 エックス線写真専門委員会 委員

12

FBNews No.572（'24.8.1発行）

図3

図1

図2

図4

図5

測定値の差異は、本年度の調査では、0.01 mGyと近似した値であった。

画像取得装置は、98.9 %がFPDに移行し、さらにDQEの高いCsIタイプは、FPDの46.1%を・画像取得装置の種別による線量と評価点数の結果比較占めている。図 4 に装置種別による平均線量と評価結果を示す。

13

FBNews No.572（'24.8.1発行）

GOS、CsIともに、0.1 mGyから0.19 mGyの帯域の評価が高く、線量が多すぎても、少な

各施設においても撮影条件の低減について深く検討していこうとする傾向が見られ、測すぎても評価が下がる傾向を示した。
検出器として、GOSやCsIといった蛍光体が使用されるようになり、さらに各メーカー

定を始めて10数年が経過し、われわれの目的が良い方向に進んでいるものと思われる。
図 5 に、平成28年、令和元年の線量と評の画像処理技術の向上が画質の向上に大いに寄与しているものと思われる。

価点数の比較、さらに図 6 には、令和 5 年
度の結果を示す。明らかに低線量、高評価の

図6

線量と評価点数（令和 5 年）

GoS
CsI

IP

図7

検出器の動向14

FBNews No.572（'24.8.1発行）

施設が集束してきていることを表している。
2020年 5 月に医療被ばく研究情報ネット

が少なくなり、FPDが一般的になりつつあることがわかる。

ワークから、日本の診断参考レベルが公開され、この中で、健診胸部正面（100 kV以上）
入射表面線量のDRLsは、0.20 mGyと発表さ評価表についても、モニターによる評価への変更に合わせ、さらに各メーカーの処理技術の向上に合わせ細部を少し変更した。現在

れたが、この値については、平成28年から平成30年の 3 年間に得られたガラスバッジによる測定値の平均値が採用され、全衛連の取り使用している、解剖学的評価と物理的評価の評価表について、図 8 及び図 9 に示す。物理的評価の中に、画像処理に関する項目が追組みが認められ、測定、調査の意義の大きさが示されたものと考えている。
検出器の動向については、図 7 に示す。IP

加され、処理不足あるいは過処理についても、評価できるように変更している。

図815

令和 5 年度  デジタル画像審査基準（解剖学的指標）

FBNews No.572（'24.8.1発行）

図9

令和 5 年度  デジタル画像評価基準（物理的指標による評価）

最後に
胸部Ⅹ線撮影で使用されるⅩ線量は、非常に少なく、線量の多少がクローズアップされることはあまりなかったが、健診での撮影については、可能な限り、低線量で実施されるべきである。また線量が少ないため、より精度の高い測定が求められ、ガラスバッジによる照射Ⅹ線量の測定は、大きな意義を持っており、期待した結果が出たものと考えている。

著者プロフィール
京都市出身
1976年 3 月 大阪大学医療技術短期大学部
診療放射線技術科 卒業
1976年 4 月 東海大学医学部付属病院
放射線診療センター 勤務
2003年 4 月 東海大学医学部付属東京病院
放射線技術科 勤務
2008年 4 月 東海大学医学部付属病院
診療技術部 放射線技術科 勤務
2009年 4 月～2011年 3 月（公社）
日本放射線技術学会関東部会 部会長
2018年
東海大学医学部付属病院 退職
1999年 4 月～
（公社）全国労働衛生団体連合会
エックス線写真専門委員会委員

16

FBNews No.572（'24.8.1発行）

第7回

放射能・放射線
単位の由来

ジュール joule：J髙橋 正＊放射線に関する分野の大きな功績を称え、その名前が単位等に用いられている科学者の人物像や功績を紹介するシリーズ企画＊

ジュールはエネルギーや仕事、熱量のSI 組立な実験を多数行なった。なかでも重りを使って羽根単位で、1 J = 1 Nm = 1 kg m 2 s− 2 。放射科学では、 車を回して水の温度上昇を測り、熱の仕事当量Ｊ（発
吸 収 線 量 グ レ イ をSI 単 位 で 表 す と き に 1 Gy =生する熱量Ｑと仕事の量Ａ の比、Ｊ =Ａ /Ｑ ）を求

1 J/kgとして登場する。荷電粒子のエネルギーをめる実験は有名である。最初の羽根車の実験は表すときに電子ボルトeVを使うが、これは素電

1845年に行ったが、仕事当量を求める最初の実験

荷をもつ粒子 1 個が 1 Vの電位差で加速されるとは1843年だった。水を満たした容器に誘導コイル

きに得られるエネルギーとして定義されている。

を入れ、容器全体を外部磁界の中で回転させて発ジュールとは、 1 eV =1.602 176 634×10

生した誘導電流による水の温度上昇を測定すると、−19

C× 1 VＪ は4.511 J /calであった。だが熱素という熱物質
従来の熱量の単位カロリー（熱化学カロリー：cal） の移動によって熱現象が起こるとする理論（熱素との関係は、定義により 1 cal = 4.184 Jである。単位説）が主流だった当時、無名のアマチュア科学者の名称は、熱化学で大きな貢献をしたジェームズ・ の実験は注目されることはなかった。
転機は 2 年後に訪れた。羽根車の実験を1847年
ジュール（ James Prescott Joule：1818−1889）にの英国科学振興協会で発表すると、弱冠23歳のグ由来している。
ラスゴー大学教授ウイリアム・トムソン（William
ジュールは産業革命の中心地の一つマンチェス
Thomson、後のケルビン卿でその名を温度のSI
ター近郊のソールフォードに、醸造家の次男とし単位に残す）の目に留まった。熱素説を信じるて生まれた。からだが弱いこともあり、家庭教師について学んだ。科学の正規教育を受けたことはトムソンはジュールがいう仕事が熱に変わることなかったが、1834年から 3 年間ドルトン（Johnを直ぐに信じたのではなかったが、その重要性を=1.602 176 634×10−19 Jの関係がある。ジュールとDalton）に数学や科学哲学を学び、科学的真理へ理解したのだった。これを契機にトムソンとの共のこだわりや正確な実験の重要性を知った。長じて同研究が始まり、やがて学会でもジュールの実験

家業を継ぎ、仕事の合間に自宅や職場で研究をおが認められるようになった。1850年には王立協会こなった。ジュールの最大の業績は熱と仕事の等価の会員となり、1870年には歴史ある科学賞のコプ性に関する精緻な実験である。同時代のマイヤー

リーメダルを受けた。

（ Julius R. von Mayer）やヘルムホルツ（Herman L.

トムソンとの共同研究では、ジュール＝トムソンF. von Helmholtz）とともに、熱力学第一法則（エ効果が有名である。これは気体分子間に相互作用

ネルギー保存則）の確立に大きな貢献をした。

があるために現れる現象で、精密な測定が必用

ジュールは家業との関わりでより効率的なエンだった。現在、この効果は空調技術に使われている。

ジンを求めて、電磁エンジン（モーター）の研究

ジュールは1875−1878年に羽根車の実験を再びを進めるうちに、電流を流すと発熱することに気行なった。Ｊ の値は4.159 J /calで、現在の値と比づいた。1840年ジュールは水を満たした容器にコべても遜色がない値であった。時の試練に耐える

イル状の導線を入れて電流を流すとき、発生するデータを得ることができたのは、ジュールの実験

熱量は電流の二乗に比例すること

家としての才能と財産であった。だが長年の研究

法則

ジュールの

を見つけた。

やがてジュールは仕事が熱に転化するという考えをもつようになり、仕事と熱の関係を測定する巧妙

17で財産を使い果たしてしまい、最晩年は年金を受けることになった。ジュールは財産と引き換えに科学に貢献したといえよう。

FBNews No.572（'24.8.1発行）

令和 6 年度放射線安全取扱部会年次大会（第65回放射線管理研修会）

開催日：令和 6 年10月17日
（木）
、18日
（金）
会 場：あがたの森文化会館（長野県松本市県 3 丁目 1 番 1 号）
テーマ：コロナ禍を乗り越え逞しく			〜大正ロマン薫る講堂で是からを考える〜

参加費：事前登録6,000円（学生会員無料）
			

当日登録7,000円

			

交流会は事前登録のみで8,000円（定員になり次第締切）

			会場受付で現金による参加登録はできません（Web受付のみ）。
…
参加登録の詳細はWebサイトをご確認ください。
今年度の年次大会は長野県松本市で現地開催とし、また 5 年ぶりに交流会を行います。
担当は関東支部です。多くの皆さんのご参加をお待ち申し上げます。

プログラム概要（予定）  ◆1 日目
特 別 講 演 Ⅰ

「最近の放射線安全規制の動向（仮題）」

相談コーナー、ポスター発表
特 別 講 演 Ⅱ

「放射線被ばくと遺伝影響」

特 別 講 演 Ⅲ

「診療放射線技師の現状と社会貢献」

交流会◆ 2 日目
シンポジウムⅠ「東日本大震災直後からの復興支援の振り返りからの学びと教訓」

シンポジウムⅡ・・企画専門委員会企画・・

この他に機器展示（ 2 日間）を予定しています。
【連絡先】
：
（公社）
日本アイソトープ協会放射線安全取扱部会事務局
			〒113-8941 東京都文京区本駒込2-28-45

			Tel. 03-5395-8081 Fax. 03-5395-8053

			E-mail nenjitaikai@jrias.or.jp

			

・詳しくはホームページをご参照ください。

			（https://www.jrias.or.jp/annual_meeting/index.html）

18

FBNews No.572（'24.8.1発行）

サービス部門からのお願い

返信用封筒はセロハンテープで確実に封をしてください《返信用封筒》

平素より弊社のガラスバッジサービスをご利用くださいまして誠にありがとうございます。
ガラスバッジ測定依頼の際、返信用封筒をご利用のお客様は、セロハンテープで確実に封をしてくださいますようお願いいたします。
セロハンテープは「セロハンテープ貼付」と書かれた位置に、封筒を巻き込むようにして、確実に貼り付けてください。
また、ホチキスの使用は、ガラスバッジが傷ついたり、完全に封ができない場合がございますので避けてください。
お客様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

封筒の口が開いて中身が落ちていることがあります !!

編集後記
ただ、何かしらの影響を与えることは知っていても、● 放射線の単位についてある先生と雑談をしたことがEPD特定ではありますが本号のように解説していあります。長さや重さのように誰もが日常的に使うもただくことでより理解が深まったのではないかと思のではないこと。また、Sv、Gy、Bq等のように多くいます。
の単位が使用されていることも非常にわかりづらい。
もっと覚えやすい単語（単位）であれば、一般の人 ● 照射においては精度管理が大切です。また、新型
コロナウイルス感染症の影響もあったなか、活動をも身近に感じ興味がわくのではないかと、思いつく
継続したご苦労は想像を超えるものであると思いままに新しい単位を考えて笑い話で終わりました。
ます。照射Ｘ線量の測定にガラスバッジがお役に立立場や環境によって放射線に関して必要な知識や理てていることは誇らしい限りです。
解度は変わってくるとは思いますが、正しく知って正しく理解することが大切なのではないかと思います。 ● 7 月より弊社は新しい期がスタートしました。編集委員も気分を一新し誌面作りに励んでまいります。放また、放射線からの防護や放射線を利用することは、
射線安全管理総合情報誌として読者の皆様に有益な立場が変わっても、基本的な考え方を知ったうえで情報を届け続けたいと思っています。フイルムバッジ行うことが大切であると誌面を通じて思いました。
そういう意味では携帯電話の電波の影響は航空機、 （FB）を知らない世代の方にもFBNewsと言う誌名（単語）が浸透するよう尽力します。
（丸山百合子）医療機関内等のアナウンスで誰もが知っています。

FBNews No.572
発行日／2024年 8 月 1 日
発行人／井上任
編集委員／小山重成 小口靖弘 中村尚司 野村貴美 古田悦子 青山伸 福田達也 藤森昭彦
篠﨑和佳子 髙橋英典 東元周平 廣田盛一 丸山百合子 山口義樹
発行所／株式会社千代田テクノル
所在地／〠113-8681 東京都文京区湯島 1 - 7 - 12 千代田御茶の水ビル
電話／03-3252-2390 FAX／03-5297-3887
https://www.c-technol.co.jp/
印刷／株式会社テクノルサポートシステム－禁無断転載－19

定価400円（本体364円）