持ち運べる実験室！
One Oscilloscope ,Two Domains

MDO-2000Eシリーズ
200MHz / 100MHz / 70MHz ミックスドドメインオシロスコープ

複数機能を 1 台で実現
MDO-2000EG シリーズ

3 つの機能を 1 台にオシロスコープ、スペクトラムアナライザ、2CH 任意波形ファンクションジェネレータ
モデル名
MDO-2072EG
MDO-2102EG
MDO-2202EG
MDO-2074EG
MDO-2104EG
MDO-2204EG

価格（税抜）
123,500
160,000
217,000
194,000
224,500
257,000

周波数
70MHz
100MHz200MHz70MHz
100MHz200MHz

CH 数
2CH機能

スペクトラムアナライザ
25MHz 2CH AWG

4CH

MDO-2000EX シリーズ

5 つの機能を 1 台にオシロスコープ、スペクトラムアナライザ、2CH 任意波形ファンクションジェネレータ、
5000 カウント DMM、2 出力 直流電源

モデル名
MDO-2072EX
MDO-2102EX
MDO-2202EX
MDO-2074EX
MDO-2104EX
MDO-2204EX

価格（税抜）
184,000
218,000
269,000
249,000
282,000
305,000

周波数
70MHz
100MHz200MHz70MHz
100MHz200MHzCH 数機能2CH

スペクトラムアナライザ
25MHz 2CH AWG
5000 カウント DMM
2 出力直流電源（5V/1A max）

4CH

MDO-2000EG/EX は、1 台で多機能
MDO-2000E シリーズは、MDO-2000EG と MDO-2000EX の 2 タイプがあります。MDO-2000EG モデルは、スペクトラムアナライザと 25MHz 2CH 任意波形ファンクションジェネレータを、MDO-2000EX モデルはスペクトラムア
ナライザ、25MHz 2CH 任意波形ファンクションジェネレータ、5,000 カウントデジタルマルチメータ、5V / 1A 直流電源を内蔵しています。
共通機能：● 任意波形発振器 :2CH 16K ワード任意波形ファンクションジェネレータ；任意波形と正弦波、方形波、パルス、ランプ波、DC 等● スペクトラムアナライザ機能：低周波数領域でスペクトラム解析のための便利ツール
MDO-2000EX のみ：● DMM: 最高 5000 カウント（3 ½ 桁）DC/AC 電圧、DC/AC 電流、抵抗、ダイオード、導通テスト、温度● 直流電源：2 出力。1V 〜 5V（0.1V ステップ）/1Amax

複数機能を 1 台で実現
MDO-2000EX のみ

MDO-2000EX のみ

DMM

直流電源

AC/DC 電圧
AC/DC 電流
抵抗、温度2 出力
DC+5V/1A max

スペクトラムアナライザ

オシロスコープ

任意波形 +発振器

25MHz 2CH

MDO-2000EX

5 つの機能を 1 台にオシロスコープ

MDO-2000EG

スペクトラムアナライザ

3 つの機能を 1 台にオシロスコープ

2

任意波形 + 発振器

スペクトラムアナライザ

任意波形 + 発振器

直流電源

DMM

MDO-2000EG/EX なら、こんな実験も 1 台で可能です。
2 つのドメイン観測と発振器、電源、DMM 機能をサポートした MDO-2000EG/EX なら、こんな実験も 1 台で可能です。

Option キーで機能選択

Option キーを押して、使用する機能を有効にし設定をします。
共通機能：● AWG：25MHz

2CH 任意波形ファンクションジェネレータ

● Spectrum Analyzer ：リアルタイムスペクトラムアナライザ

MDO-2000EX シリーズのみ

Optionキー● DMM：5000 カウントマルチメータ● Power Supply：2 出力直流電源。1.0V~5.0V/1A max.

● 学習例：内蔵 AM/FM 変調波の時間 / 周波数ドメイン観測
CH1：AM 変調

CH2：FM 変調

GEN1：AM 変調
GEN2：FM 変調● 学習例：内蔵信号の位相のリサージュを観測
GEN1 と GEN2 の位相を 45 度

GEN1 の周波数を 2 倍

GEN1＝GEN2
同期＝0 度● 学習例：音声・オーディオ信号の波形とスペクトラム観測
時間ドメイン波形

オーディオプレーヤ

周波数ドメイン スペクトラム● 学習例：シリアルバス解析と DMM、電源を使用して IoT の学習
電源：3Vセンサモジュール
パルス
アナログ

IoT ゲートウェイ

アナログ波形とシリアルバス解析
電源：5V

RS-485アナログ波形
シリアルバス3

MDO-2000E は、多機能ミックスドドメインオシロスコープです。

One Oscilloscope ,Two Domains

時間ドメイン

周波数ドメインMDO-2000E シリーズは、優れた波形処理と演算コアの強力なプラットフォームを採用し高速処理を実現。信号入力はオシロスコープの入力端子を使用して幅広い電圧に対応できます。
入力信号の設定は、オシロスコープと別のためサンプリングやメモリ長設定の影響を受けません。
操作は、実際のスペクトラムアナライザと同じようにセンター周波数、Span またはスタート周波数、ストップ周波数を設定することで、必要な周波数範囲を迅速かつ直観的に観察できます。

MDO-2000E のスペクトラムアナライザは☆ モーターなどの振動や音声信号など低周波のスペクトラム信号の測定に最適。
☆ 広い入力信号電圧（DC 〜 300Vrms) に対応（オシロスコープ入力）☆ 強力なプラットフォームで高速にスペクトラム計算処理を実現

従来のミドルクラスオシロスコープによる FFT 波形は、処理能力の不足により詳細な周波数情報が得られません。また、操作もスペクトラムアナライザと異なり必要な部分を表示するのも不便です。保存するデータも全体波形を保存し更新が遅くなっています。
MDO-2000E シリーズは、優れた波形処理と演算コアの強力なプラットフォームを採用し膨大な計算処理の実行を実現しました。
これにより、オシロスコープの入力端子信号を使用しますがオシロスコープの FFT 演算とは異なりサンプリングやメモリ長設定の影響を受けず最適なスペクトラムを表示できるようにしています。スペクトラム表示は、実際のスペクトラムアナライザと同じようにセンター周波数、Span またはスタート周波数、ストップ周波数を設定することで、必要な周波数範囲のスペクトラムを簡単に観察できます。MDO-2000E なら周波数ドメイン表示だけでなく、波形の高調波成分や変調信号の周波数特性など時間ドメイン波形からは容易に見えない周波数ドメインの波形特性を観測することができます。観測信号は、オシロスコープの入力をそのまま使用するため、最大入力電圧 300Vrms とスペクトラムアナライザと異なり大きな電圧の測定が可能で周波数範囲も DC から 500MHz(※Max.) と低周波のスペクトラム観測が可能です。但し、振幅はオシロスコープの周波数（-3dB) に依存します。

AWG CH1 を FM 変調に設定

410MHz FM 変調波

1MHz FM 変調波のスペクトラム

機能について（オプションキー）2CH25MHzAWG ジェネレータ

スペクトラムアナライザ

周波数範囲：DC 〜 500MHz※1
Span：1kHz 〜 500MHz（Max.）※1
RBW：1Hz 〜 500kHz（Max.）※1
トレースの種類：ノーマル、Max Hold、Min Hold、平均検出方式：サンプル、+Peak、-Peak、
平均FFTウインドウ/Factor :Hanning 1.44、Rectangular 0.89、
Hamming 1.30、Blackman 1.68

出力波形：
正弦波：100mHz 〜 25MHz
方形波 , パルス：100mHz 〜 15MHz
ランプ波：100mHz 〜 1MHz
DC,ノイズ
任意波形：垂直分解能 14 ビット、メモリ 16Kpts
最高サンプリングレート 200MS/s

5000 カウント※ 1：最大周波数は計算による。振幅はオシロスコープに依存

3 ½ 桁 DMM5V/1A

2 出力直流電源
出力数：2（Ch1、Ch2）
出力電圧範囲：1.0 V~ 5.0 V、出力電流（最大）：1 A
電圧ステップ：0.1 V ステップ、連続可変

DC 電圧：50mV 〜 1000V
DC 電流： 50mA, 500mA, 10A
AC 電圧：50mV 〜 700V
AC 電流： 50mA 〜 10A
抵抗：50Ω〜 5MΩ
温度：-50℃〜 + 1000℃
導通テスト
ダイオードテスト
レンジ切り替え：Auto、手動

優れた基本性能のオシロスコープ● 8 インチ、800 x 480 WVGA TFT カラー液晶ディスプレイ
● 周波数と CH 数：70MHz/100MHz / 200MHz、2CH/4CH.
● リアルタイムサンプルレート：2CH モデル● 最大メモリ長：10M ポイント /CH

最高 1GS/s ( 全 CH)、4CH モデル 最高 1GS/s（1 〜 2CH 使用時）

● 最大波形更新レート 120,000 波形 / 秒● 垂直感度：1mV/div~10V/div.

● セグメントメモリ : 最大 29,000 画面（1K ポイント時）を取得可能● サーチ機能：波形に条件設定でマークしジャンプ可能● 便利な機能：データログ、Go-No Go 判定、マスク判定機能、デジタルフィルタ等
LCD:
8 インチ
WVGA

Hardcopy:
Search:画面印刷または 波形検索、メモリへ保存
FFT ピーク

5000 カウント
DMM

プローブ補正用CAL 信号

MATH:
四則演算、FFT、拡張演算機能

OPTION:AWG,SA,DMM,
PS の選択波形拡大
スクロール、
サーチプレイ

BUS: シリアルバス
CAN、LIN、UART、
I2C と SPI の設定

リモートコントロール
用 USB ポート

CAL:
垂直軸校正用信号を出力

LAN:
リモートコントロール
リモートディスク用

Go/NoGo:
判定結果をパルスで出力

2 出力 直流電源出力
CH1、CH2

盗難防止スロット :ケンジントン盗難防止スロット準拠

2CH AWG 発振器
CH1、CH2

ワールドワイド
AC100V-240V
50 〜 60Hz

5●最高 120,000 波形 / 秒の高速波形更新と波形表示テクノロジー●最大 10M/CH の大容量波形メモリ
最大 10M/CH の大容量波形メモリを搭載。大容量メモリによりサンプリングスピードが高速な状態で詳細な波形を取得できます。
また、メモリ長を選択することが可能です。
セグメント機能との組み合わせで的確に現象を解析できます。
メモリ長

ノーマル

ズーム

FFT

1k
10k
100k
1M
10M

○
○
○
○
○

×
○
○
○
○

○
○
○
○
×

FFT
（ズームウィンドウ）×○○××

最高 120,000 回 / 秒の高速更新と VPO
テクノロジーにより各波形ポイントを振幅、時間と信号頻度の 3 次元でわかりやすく表示します。
発生頻度に応じた輝度階調表示でジッタやグリッチなどを視覚的に捕らえることができます。

●アイパターンの Go-NoGo 判定に便利なマスク機能●データログ機能

デジタル信号のアイパターンのGo-NoGo 判定や複雑な信号の判定に便利なマスク機能をサポート。
最大 8 エリアで 1 エリアは最大 10 ポ
イント指定できます。
パターンは、テキストエディタ等で編集し呼出可能です。

保存先 リモートディスク、外部 USB メモリまたは内蔵ディスク※[X8、Y8]間隔

波形データ 2 秒 ~ 2 分、画面イメージ 5 秒 ~2 分

[X7、Y7]

時間

5 分 ~ 1000 時間 (5 分ステップ；<10 時間、1 時間ステップ；≧ 10 時間）※：FFT 波形のデータは、波形データの半分です。

波形データまたは画面イメージのログをトリガ毎に最大 1000 時間まで保存できます。

※データサイズが大きい波形データは、内蔵ディスクには保存できません。

●最大 29,000 波形のセグメントメモリ機能
セグメントメモリ機能は、10M ポイントの波形メモリを１から最大 29,000 のセグメント（メモリ長に依存）に分割しトリガイベント毎に波形を取り込み必要なイベントのみを効率よく観測ができます。また、自動測定と組み合わせると各セグメントの測定値の一覧や測定値の統計表示が可能です。

[X1、Y1][X2、Y2] ●：編集中のポイントです。

エリア[X6、Y6][X5、Y5][X3、Y3][X4、Y4]

準備時間

次のトリガ

●：表示をオンにしているポイントです。
注意：編集中はポイント表示のみです。

●I2C/SPI/UART/CAN/LIN トリガとデコード機能
シリアルバスのトリガとデコード機能を標準装備しています。
アナログ波形と同時にシリアルバスを解析できます。

通常の波形キャプチャ
通常のメモリ取得

マスク設定（X、Y）値は、画面の div または垂直 / 水平軸スケールで設定可能です。

[X10、Y10][X9、Y9]

シリアルバスを選択

デコードデータ（16 進 /2 進を選択可能）●豊富なトリガタイプ

豊富なトリガタイプで様々な現象にトリガをかけることができます。

セグメントメモリ2

セグメント13

最大 29,000 セグメント
5n4

トリガタイプ
エッジ、パルス、ビデオ、ラント、Rise&Fall、タイムアウト、
ALT、バス：I2C、SPI、UART、CAN、LIN
イベント遅延 (1 〜 65535 イベント )、時間遅延 (4ns 〜 10s)

●自動測定機能波形メモリ長1000 ポイント
10K ポイント
100K ポイント
1M ポイント
10M ポイント統計

セグメント数1 ~ 29,000
1 ~ 2,900
1 ~ 290
1 ~ 20
1~2

表示中のセグメント番号

総セグメント数

進行表示

停止アイコン

最初のセグメントからの時間自動測定の種類は、電圧（または電流）、時間、遅延の 3 種類、38項目あり最大 8 個を画面下部に同時に表示できます。
統計機能は、最大 1000 データの平均、最大、最小、偏差を表示可能。

ゲートモード自動測定の測定範囲を「全メモリ」「画面※」「カーソル間」
全レコード（ゲートオフ）の 3 種類で指定できます。

リスト

指定した自動測定値を全セグメントの統計（Bin 数を設定）または一覧で表示できます。

全波形メモリVp-p

画面Vp-p

カーソル間
Vp-p●デジタルフィルタ機能

入力波形に影響なしにフィルタリングができます。フィルタの周波数パラメータを個別 CH またはトラッキング
機能により全 CH を同じフィルタ周波数に設定ができます。
フィルタの種類※：水平スケールが <1µs/div の場合は、全メモリと画面は同じです。

1Hz ~ 495MHz

ローパス

1Hz ~ 495MHz

バンドパス※

1Hz ~ 495MHz（Hi/Low）●FFT ピークマーカとレベルマーカ機能※：フリー APP をインストール●最大 1M 波形メモリで 500K ポイントの FFT データ
FFT（高速フーリエ変換）機能は、選択CH のスペクトラムを最大 500K ポイン
トの FFT 波形を表示します。高速更新と波形検索機能の組み合わせ正確に周波数ドメインを観測できます。

内容

LAN 経由でコントロールが可能です。
ネットワーク上の共有フォルダを保存先リモートディスクとして利用できます。

6

FFT振幅
スケール

ストップ
周波数

選択したマーカを画面中央へ移動

ピーク
振幅値

ピーク/マーカ振幅値 ピーク/レベル選択 しきい値レベル ピーク番号 ピーク周波数

ソケット接続MDO-2000E

スタート
周波数

イベント番号

リモートディスクとソケット接続をサポート

ネットワーク

サーチイベントまたはピークマーカ

Interface

インタフェース機能

画面※

FFT およびスペクトラムアナライザ使用時にサーチ機能の FFTPeak をオンすると最大 10 個のピークをマークまたはレベルマーカ（しきい値以上）を自動でマークし希望するレベルのスペクトラムを簡単に探すことができます。

範囲

ハイパス

カーソル間

リモートディスク機能

NAS（Network Attached Storage）を保存先にできます。

USB ホストポート（前面パネル）：
外部 USB メモリへ波形データ※、画面イメージとパネル設定を保存でき波形データ（CSV、LSF※）とパネル設定の呼び出し、およびデータログができます。
USB デバイスポート（背面パネル）：PC からコントロールや印刷が可能です。
※保存可能な波形データ形式には、LSF 形式と CSV 形式があります。
LSF は独自フォーマットのため表計算ソフト等では読めません。

オシロスコープ仕様

モデル名
周波数帯域
チャンネル数
最大メモリ長リアルタイムサンプルレート機能

MDO-2204EG
MDO-2202EG
MDO-2204EX
MDO-2202EX
200MHz42+ExtMDO-2104EG
MDO-2102EG
MDO-2074EG
MDO-2072EG
MDO-2104EX
MDO-2102EX
MDO-2074EX
MDO-2072EX
100MHz70MHz
42+Ext42+Ext
10M/ch4CH モデル︓最高 1GS/s（1、2CH 使用時）、2CH モデル︓最高 1GS/s（全 CH）
MDO-2000EG︓スペクトラムアナライザ、2CH 25MHz 任意波形ジェネレータ
MDO-2000EX︓スペクトラムアナライザ、2CH 25MHz 任意波形ジェネレータ、DMM、2 出力直流電源

垂直軸（共通仕様）
分解能
感度
入力結合
入力インピーダンス

8 ビット
1mV/div ～ 10V/div
AC、DC、GND
1M Ω // 約 16pF
± 3％ フルスケール︔2mV/div ～ 10V/div
DC ゲイン確度※ 2± 5％ フルスケール︔1mV/div
極性
ノーマル、反転
最大入力電圧300V rms、CAT I
1mV/div ～ 20mV/div︓± 0.5V
オフセットポジション 50mV/div ～ 200mV/div︓± 5V
範囲500mV/div ～ 2V/div︓± 25V
5V/div ～ 10V/div︓± 250V
70MHz モデル︓20MHz BW
帯域制限
100MHz モデル︓20MHz、70MHz BW
200MHz モデル︓20MHz、70MHz、100MHz BW＋、－、×、÷、FFT、FFTrms、ユーザー定義演算演算
ソース CH︓CH1 ～ CH4 ※ 1、Ref1 ～ Ref4 ※ 1
選択 CH のスペクトラム振幅を表示
垂直スケール︓リニア RMS または dBVrms に設定可能。
水平スケール︓変更可能
垂直 / 水平ポジション︓設定可能
波形のFFT 演算
FFT ウインドウ︓方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを演算機能
選択
FFT 波形メモリ長︓最大 1M ポイント（波形メモリ︓10M ポ
イント時）
ユーザー
積分 , 微分 , log, Ln, Exp, Sqrt, Abs, Rad, Deg, Sin,
定義演算
Cos, Tan, Asin, Acos, Atan
トリガ
ソース
CH1、CH2、CH3 ※ 1、CH4 ※ 1、Line、EXT ※ 1
オート (100ms/div 以下でロールモードをサポート )トリガモードノーマル、シングルエッジ、パルス、ビデオ、ラント、Rise&Fall、タイムア
トリガタイプウト、ALT、イベント遅延 (1 ～ 65535 イベント )、時間遅延 (4ns ～ 10s)、バス︓I2C、SPI、UART、CAN、LIN
ホールドオフ範囲
4ns ～ 10s
結合
AC、DC、LF rej、HF rej、ノイズ rej.
感度1div
外部トリガ
範囲
± 15V
DC ～ 100MHz︔ 約 100mV
感度
100MHz ～ 200MHz︔ 約 150mV
入力インピーダンス
1M Ω± 3％ // 約 16pF
水平軸
1ns/div ～ 100s/div (1-2-5 ステップ )水平時間レンジ
ロールモード︓100ms/div ～ 100s/div
プリトリガ
最大 10 div
ポストトリガ最大 2,000,000 div
確度
1ms 以上の間隔測定で± 50ppm
4CH モデル︓最高 1GS/s（1CH または 2CH 使用時）、リアルタイム
最高 500MS/s（3CH または全 CH 使用時）
サンプルレート
2CH モデル︓最高 1GS/s（全 CH）
最高 10M ポイント /CH
メモリ長
メモリ長選択可能︓1K、10K、100K、1M、10M ポイン
ト※ 3
アクイジションモード ノーマル、平均、ピーク、シングル
ピーク検出
2ns ( 代表値 )平均
2 ～ 256 回、選択可能
X-Y モード
X- 軸入力チャンネル 1︔チャンネル 3 ※ 1
Y- 軸入力チャンネル 2︔チャンネル 4 ※ 1
位相差± 3°（100kHz にて）
画面表示
バス表示
I2C、SPI、UART、CAN、LIN（オシロ波形と同時表示）
Zoom 表示
2 画面ズーム。最大 10 ６倍で表示可能
スペクトラムアナライザを単独表示
オプション表示DMM（オシロ画面に表示）※ 1︓1mV/div の周波数帯域は、DC ～ 20MHz です※ 2︓4CH モデル※ 3︓2CH モデル

カーソルと測定
カーソルカーソル測定

振幅、時間、ゲート機能あり（自動測定時）
単位︓秒 (s)、Hz（1/s)、位相（°）、レシオ（％）
カーソル間の電圧差 ∆V（電流差 ∆A）、カーソル間の時間差（∆T）
FFT 時︓周波数と振幅（dB または V)
38 項目︓画面下部に最大 8 項目まで同時表示可能
ゲーティング機能︓全メモリ、画面、カーソルで指定可能
統計︓最大 1000 データで平均、最大、最小、偏差を表示可能

自動測定
電圧 / 電流時間
遅延時間

p-p 値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、
サイクル平均、RMS、サイクル RMS、エリア、サイクルエリア、ROV シュート、FOV シュート、RPRE シュート、FPRE シュート
周波数、周期、立上り時間、立下り時間、＋幅、－幅、デューティー比、＋パルス、－パルス、＋エッジ、－エッジ% フリッカ、フリッカインデックス
FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相

6 桁、2Hz ～定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定コントロールパネル機能
Single ボタン、全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレ
Autosetベルを自動的に設定します。（Autoset 取り消し可能）
パネル設定の保存
20 セット、内部メモリ波形の保存
24 セット、内部メモリ機能
最大 29,000 波形をトリガ毎に取得。（メモリ長︓1K ポイント時）
セグメントメモリ機能 ※セグメント数は選択したメモリ長に依存
統計演算︓セグメント機能時の自動測定値の統計が可能
波形サーチ機能
サーチ条件で波形に最大 10,000 マークを設定・検索。※ 4
FFT およびスペクトラムアナライザで使用可能。
ピークを最大 10 個またはしきい値（ユーザー設定値）以上をマ
FFT ピークサーチーク表示可能。
ピークイベント（周波数、振幅）を一覧表示可能。
一覧を CSV で USB へ保存可能。
周波数カウンタFFT スケール表示

dBV スケール選択時に画面右にスケールを表示

デジタルボルトメータ 3 桁 電圧計︓ACV rms、DCV、DCV rms、5 桁 周波数カウンタ、
デジタルフィルタ機能
データログ機能
マスク機能
Go-NoGo 判定機能
ディスプレイ
TFT 液晶
画面分解能
補間機能
波形表示
波形更新レート目盛インターフェース
USBポート

前面パネル
背面パネル

Ethernet ポート

ローパス / ハイパス / バンドパス※ 54 フィルタを設定可能
CH ごと、CH 連動も可能。範囲︓1Hz ～ 500MHz
波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間まで USBメモリまたはリモートディスク（LAN 経由）で記録します。
時間︓2 秒～ 2 分（波形データ）、5 秒～ 2 分（画面イメージ）
時間︓5 分～ 1000 時間
画面を最大 8 エリアを指定して Go-Nogo 判定
1 エリアは最大 10 ポイント（div またはスケールで）指定可能
上限 / 下限リミット、許容値（0.4％～ 40％、0.4％ステップ）
8 インチ WVGA カラー TFT LCD ディスプレイ
WVGA︓800（水平）× 480（垂直）Sin(x)/xドット、ベクトル、
可変パーシスタンス︓16ms ～ 4s、無限パーシスタンス、オフ
最大 120,000 波形 / 秒
8 x 10 div
USB 2.0 ハイスピード ホストポート︓
USB メモリへ波形データ等を保存または呼出USB 2.0 ハイスピード デバイスポート︓USB-cdc クラス
PC コントロールまたは印刷（PictBridge 対応プリンタ）
RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX 機能サポート
リモートディスク機能

Go-NoGo 判定出力端
BNC メス、最大 5V/10mA TTL オープンコレクタ出力
子
スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防盗難防止ロック
止スロットに接続可能
言語
マルチ言語メニュー
その他
日付と時間
内蔵ディスク
電源電圧 / 消費電力

※ 4︓FFT 使用時は、最大 1M ポイント

操作環境

※ 5︓フリー APP のインストールが必要

寸法
質量
付属品

日本語、英語その他使用可能
日付と時間を画面表示、データ保存時の日付 / 保存時のタイムスタンプ
32MB
AC 100V ～ 240V、50 ～ 60Hz、30W
0℃～ 50℃
相対湿度≦ 80％ at 40℃以下、相対湿度≦ 45％ at 41℃～ 50℃
384.0(W) × 208.0(H) × 127.3(D) mm
約 2.8kg
ユーザーマニュアル CD、電源コード、プローブ（CH 数分）
BNC-BNC ケーブル、電源用出力ケーブル、DMM 用テストリー
ド7

各機能仕様スペクトラムアナライザ 仕様
周波数範囲DC ～ 500MHz ※ 1
Span
1kHz ～ 500MHz（Max.）※ 1
分解能帯域幅（RBW) 1Hz ～ 500kHz（Max.）※ 1
リファレンスレベル-50 dBm ～ +40dBm、5dBm ステップ
垂直スケールdBV RMS; Linear RMS; dBm
垂直ポジション
-12divs ～ +12divs
垂直スケール
1dB/div ～ 20dB/div 、1-2-5 ステップ
1V/div < -50dBm、平均回数︓16
表示平均ノイズレベル 100mV/div < -70dBm、平均回数︓1610mV/div < -90dBm、平均回数︓16
第 2 高調波ひずみ < 40dBc
スプリアス応答
第 3 高調波ひずみ < 45dBc
トレースの種類
Normal ; Max Hold ; Min Hold ; Average（2 ～ 256）
検出方式
Sample ; +Peak ; -Peak ; Average
FFT Factor :Hanning 1.44、Rectangular 0.89
FFT ウィンドウ
Hamming 1.30、Blackman 1.68
データポイント数※ 21000 ポイント
※ 1︓最大周波数は計算による。振幅はオシロスコープに依存※ 2︓内部計算は、最大 100k ポイントで RBW の設定により異なります。
検出処理後、出力データは 1000 ポイントになります。
DMM 仕様
表示
DC 電圧
レンジ
確度
入力インピーダンス
DC 電流
レンジ
確度

5,000 カウント , 3½ 桁
50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V, 6 レンジ±（0.1% + 5 digits）
10M Ω50mA, 500mA, 10A, 3 レンジ
50mA~500mA︓±（0.5% reading + 0.05mA）
10A: ± (0.5% reading + 50mA）

AC 電圧
レンジ
50mV, 500mV, 5V, 50V, 700V, 5 レンジ
確度 *±（1.5% + 15 digits）at 50Hz~1kHz* 振幅＞フルスケールの 0.2％
AC 電流
レンジ
50mA, 500mA, 10A, 3 レンジ
50mA, 500mA, ±（1.5% reading + 0.05mA）at
確度 *50Hz~1kHz;
10A ±（3% + 50mA）at 50Hz~1kHz* 測定レンジ >10mA
抵抗 *レンジ
500 Ω , 5k Ω , 50k Ω , 500k Ω , 5M Ω , 5 レンジ
500 Ω , 5k Ω , 50k Ω , 500k Ω : ±（0.3% reading + 3digits）
確度5M Ω : ±（0.5% reading + 5digits）* 測定範囲 : 50 Ω ～ 5M Ωダイオードテスト最大順方向電圧 1.5V, 開放電圧 2.8V
温度 ( 熱電対 )*レンジ-50℃～ + 1000℃
分解能0.1℃* 仕様には、プローブ確度は含みません
導通テスト
15 Ω未満で導通
直流電源 仕様
出力チャンネル数
出力電圧範囲出力電流（最大）
電圧ステップ
出力電圧確度リップル＆ノイズ

Ch1、Ch2
1.0 V~ 5.0 V
1A
0.1 V ステップ、連続可変± 3%
50mVrms

AWG ジェネレータ 仕様
一般チャンネル数2
最高サンプルレート 200MS/s
垂直分解能
14 bits
データ長
16K ポイント
最大周波数25 MHz（正弦波）
正弦波 , 方形波 , パルス , ランプ波 , DC, ノイズ、任意波
標準波形
形
Sinc, Gaussian, Lorentz, Exponential Rise, Exponential
内蔵波形（任意波形）
Fall, Haversine, Cardiac
20 mVpp ～ 5 Vpp,（開放）出力範囲10 mVpp ～ 2.5 Vpp（50 Ω負荷時）
出力分解能1mV
出力確度2% (1kHz にて )オフセット範囲± 2.5 V（開放）, ± 1.25 V（50 Ω）
正弦波
周波数範囲
100 mHz ～ 25 MHz
平坦性± 0.5 dB (1kHz 基準 )高調波ひずみ-40 dBc
スプリアス-40 dBc
全高調波ひずみ
1%
S/N 比
40 dB
方形波 / パルス
周波数範囲
方形波︔100 mHz ～ 15 MHz
Rise/Fall 時間< 15ns
オーバーシュート
<3%
デューティー比方形波 : 50%（固定）、パルス : 0.4% ～ 99.6%
最小パルス幅30ns
ジッタ
500 ps
ランプ波
周波数範囲100 mHz ～ 1MHz
直線性
1%
シンメトリ
0 ～ 100%
AM 変調
正弦波 , 方形波 , パルス , ランプ波 , Sinc, Gaussian,
キャリア波形
Lorentz, Exponential Rise, Exponential Fall, Haversine,
Cardiac
変調度
0.0 ～ 120.0％
変調波形
正弦波 , 方形波 , パルス , ランプ波 , ノイズ
変調周波数1Hz ～ 200kHz
位相正弦波のみ︓-180.0°～ 180°
デューティーパルスのみ︓2.0 ～ 98.0％
シンメトリ
ランプ波のみ︓0 ～ 100%レート
ノイズのみ︓1kHz ～ 10MHz
FM 変調
キャリア波形
正弦波 , 方形波 , ランプ波
変調度
0.1Hz ～ 12.5MHz
変調周波数
1Hz ～ 200kHz
変調波形
正弦波 , 方形波 , パルス , ランプ波 , ノイズ
位相正弦波のみ︓-180.0°～ 180°
デューティーパルスのみ︓2.0 ～ 98.0％
シンメトリ
ランプ波のみ︓0 ～ 100%レート
ノイズのみ︓1kHz ～ 10MHzFSK 変調キャリア波形
正弦波 , 方形波 , ランプ波
HOP 周波数0.1Hz ～ 25MHz
FSK レート1Hz ～ 200kHz

http://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

2018.07.23 JMDO2000E1807(TTC055) Printed in Japan.