抵抗計 RM3545, RM3544

RESISTANCE METER RM3545, RM3544

抵抗計 RM3545

超高確度・多チャネル（4 端子 20 チャネル）対応■ 基本確度： 0.006 %■ 表示桁数 ： 最大 6 1/2 桁■ 最小分解能 ： 0.01μΩ （LP）0.01mΩ

抵抗計 RM3544

生産ラインにフィットする、高確度ベンチ型■ 基本確度： 0.02 %■ 最小分解能 ： 1μΩ■ 表示桁数 ： 最大 4 1/2 桁

2

用途に合わせて選べる、抵抗計２機種

RM3544

RM3545

先進の開発・生産に応える
超高確度／多チャネル対応抵抗計●抵抗測定

0.006%
最大測定電流：1A
基本確度：

手動ラインにも、自動ラインにもフィットする
高確度ベンチ型抵抗計

0.02%0.01μΩ

基本確度：

最小分解能：

1μΩ

最小分解能：

300mA

最大測定電流：●ローパワー（LP）抵抗測定

0.2%
最大測定電流：1mA
基本確度：

0.01mΩ
最大開放端子電圧：20mV
最小分解能：■アプリケーション■ 小信号接点■ モータ、ソレノイド、チョークコイル、トランス、
ワイヤーハーネス
RM3545 RM3544

RM3545■ 小型ヒューズ、信管、RM3545小型磁性部品（EMC フィルタ、フェライトビーズ）■ 接点、ワイヤーハーネス、コネクタ、リレー接点、スイッチ
RM3545

RM3544■ ヒューズ、抵抗器、ヒータ、
電線、溶接部

RM3545

RM3544■ 導電性塗料、導電性ゴム

RM3545

RM3544■ 多点抵抗測定
RM3545-02（モータ巻線、トランス巻線）■概要
抵抗計 RM3545○

抵抗計 RM3544

0.00μΩ 〜 1200MΩ

測定範囲（直流４端子法）

0.000 mΩ 〜 3.5 MΩ

○

温度測定、温度補正（TC）、コンパレータ、判定音設定、オートホールド○○

ローパワー（LP）

ー○

温度上昇（温度換算（ΔT））

ー○オフセット電圧補正（OVC ）ー○

D /A 出力ーマルチプレクサー

RM3545-02：最大 20ch

3

マルチプレクサユニット Z3003 で多点測定（4 端子で 20 か所） RM3545-02

Z3003 を最大２ユニットまで本体に挿入して使用します。

ネットワーク抵抗、ステアリングスイッチ、三相モータ巻線など多点測定が必要となる用途では、マルチプレクサユニッ
トZ3003 の使用による、スキャン測定が便利です。
Z3003 を RM3545 -02 の背面に挿入することにより、４端子で最大 20 か所* のスキャン測定が可能です。
（*Z3003 を 2 ユニット使用した場合。2 端子では最大 42 か所の測定が可能です。
）

Application 1. 三相モータ巻線の測定
Resolverdetection

CH6

Stator
coil

B7
B7
A7
A7
B6
B6
A6
A6

Application 2. コネクタ／ワイヤーハーネスの検査

B2
B2
A2
A2
B3
B3

Resolver
sin

CH7

A3
A3
B5
B5
A5
A5

Resolvercos

Z3003（オプション）を２ユニット装着した状態の RM3545 -02 背面

マルチプレクサユニット
Z3003 ( オプション )

B1
B1

CH2

B2
B2

CH1

CH2

A2
A2
B3
B3

CH3
CH5

CH3

A3
A3

Application 3. リレーの検査

Application 4. バッテリ端子溶接部の検査

B2
B2

B1
B1

A2
A2

A1
A1

CH2

B1
B1
A1
A1

CH1

B2
B2
A2
A2

生産ライン手動測定に適したプローブ

クリップ形リード
L2101 （付属品）

CH1

A1
A1

ピン形リード
L2102

RM3545

CH1

CH2

RM35444 端子リード
L2104

ピン形リード
L2103

抵抗計シリーズの測定可能範囲
0.01μΩ
1μΩ
0.1μΩ
0.01μΩ
0.1μΩ

RM3545
RM3544

1200MΩ
3.5MΩ

RM3548
RM3543
RM3542

3.5MΩ
1.2kΩ
120MΩ

50Ω

SM71202 x 1019Ω

4

高確度抵抗測定を容易に■ 高確度抵抗測定を実現する RM3545、RM3544 の基本性能●使いやすい、ワイドレンジ構成

0.01μΩ

RM35451μΩ

RM3544

1n

1μ

1m

1

RM3545

RM3544

1200MΩ
3.5MΩ
1M

1k

測定抵抗範囲 [Ω]1G
自動機組み込みで検査

RM3545

RM3545 の概要

生産ラインで手動測定

RM3544 の概要

RM3544

測定範囲 0.00μΩ 〜 1200.0MΩ

測定範囲 0.000mΩ 〜 3.5000MΩ

最小分解能 0.01μΩ、基本確度 0.006%

最小分解能 1μΩ、基本確度 0.02%

最大測定電流 1A

最大測定電流 300mA

RM3545 は 6 1/2 桁、1,200,000カウント表示で、最小分解能 0.01

インバータ電 源 装 置の 大 電 流化、 高周 波 数化に伴い、 回

μΩ の抵抗測定が可能です。インバータモータの巻線の検査

路 に使 用され るインダクタは低 抵 抗 および 低 損 失 化 が 進など高分解能の抵抗測定が要求される分野に、余裕をもってみ、より低い抵抗を安定して測定する必要が生じています。

お応えします。

1μΩ 分解能の RM3544 は、ご要望を十分満たせます。

電子部品では、導電シート／導電ゴムなど、高抵抗の素材も多電子部品では、導電シート／ゴムなど、高抵抗の素材も多く使く使われています。RM3545 は最大 1200MΩ まで測定可能でわれ、最大 3.5MΩ まで対応可能です。

す。さらに、最高確度 0.006% ですので最先端の電流検出抵

さらに、最高確度 0.02% ですので 0.1% 精度の電流検出器の抗の検査にもお使いいただけます。

検査にもお使いいただけます。

●ウォームアップ、ゼロアジャスト無しで確度保証● 高耐久プローブ

RM3545

RM3544

RM3545/RM3544 はウォームアップなし、ゼロアジャストなし＊の起動直後の状態でも確度保証します。

RM3545

さまざまな測定対象に対応でき
るプローブをラインナップ。
耐屈曲性を大幅に強化しました。

＊

RM3545 は確度保証条件を満たす温湿度環境で測定する場合に、ウォームアッ（当社比）

プとゼロアジャストすることで、さらにフル確度を保証します。

●オフセット電圧補正（OVC）機能

リードの形状（全体）RM3545

異種金属の接続部分には熱起電力が発生します。この熱起電力は測定に影響を与え、大きいと測定誤差を生じます。オフセ
ット電圧補正（OVC）機能は熱起電力の影響を軽減し、より精度の高い測定ができます。

■ 温度補正RM3545

RM3544

各種リードの先端形状の例

RM3544

一般的に銅線は 0.4％ /℃の温度係数を持っています。
RM3544/RM3545 は温度補正機能により、実測した抵抗値 R t と現在の温度 t から、基準温度 t 0 の抵抗値
R t 0 に換算します。
* 温度センサ Z2001 または、アナログ電圧出力可能な温度計（放射温度計など）が必要です。
RM3544：温度センサ（Z2001）
温 度 入 力 の 種 類 RM3545：温度センサ（Z2001）、
アナログ電圧入力（放射温度計など）
基準温度設定範囲 -10.0 〜 99.9 ℃
RM3544： -9,999 〜 9,999 ppm/ ℃
温度係数設定範囲
RM3545： -99,999 〜 99,999 ppm/℃

抵抗値
Rt
Rt0

補正

t0

t

温度

5

先進の開発・生産に対応する

超高確度、多チャネル対応抵抗計■ さまざまな抵抗測定を実現する RM3545 の特長

RM3545●ローパワー（LP）
抵抗測定
1mA で 10μΩ 分解能（1000 mΩ レンジ）の測定ができます。
開放端子電圧は 20mV 以下で、チップインダクタや信号用接点の接触抵抗の測定に最適です。

●D/A 出力
抵抗測定値を DC 電圧に変換して出力します。センサなどの抵抗変化をロガー等で連続記録する場合に便利です。

RM3545●レンジ毎に電流 High/Low 選択
試料の特性に合わせて、High/Low 切り換えによる最適な測
定電流を選択できます。

時間

RM3545ロガー●温度入力（温度センサ端子）
温度補正のための温度は、温度センサ Z2001 または DC 電圧(0-2V) で入力することができます。放射温度計など DC 電圧出力できる温度計を接続して、温度補正が行えます。

●充実したコンタクトチェック
コンタクトミスによる誤測定を検出し、判定ミスやノーチェック
品流出のリスクをできる限り小さくします。４端子それぞれのコンタクトチェックが可能です。

R●温度上昇試験に便利な温度換算機能
接触抵抗が高いとエラー判定します。

測定した抵抗値と周囲温度から、上昇温度（Δt）に換算して表示できます。

■ マルチプレクサ機能（RM3545-02 のみ）●オートスキャンとステップスキャン
マルチプレクサユニットZ3003 でスキャン測定を実施するにあたり、検査内容に応じて、ステップスキャンまたはオートスキャ
ンが選択できます。
スキャン終了後の総合判定結果のみが必要な場合にはオートス
キャンが便利です。EXT I/O を使用してリアルタイムに判定したい場合はステップスキャンが便利です。

●測定結果を基準にコンパレータ判定

オートスキャン
設定時の動作フローステップスキャン
設定時の動作フロー

TRIG 信号入力

TRIG 信号入力
CH1 測定CH1 判定出力

CH1 測定CHn 測定総合判定出力各チャネルのピンを A 端子 /B 端子それぞれ自由に組み合わせることができるため、さまざまな測定対象を最適な配線で測定できます。

●EXT I/Oより総合判定結果の取得
EXT I/O よりマル チプレクサ の 総 合 判 定 結 果（T_PASS,
T_FAIL, T_ERR）が取得可能です。併せて、ステップスキャン
ではステップ毎の判定結果が取得可能です。

TRIG 信号入力
CHn 測定CHn 判定出力
総合判定出力サーミスタや感温素子など、温度の影響を受けやすい測定対
象は基準素子との比較判定が可能です。

●フレキシブルなピン配置

RM3545-02●パソコンより設定
マルチプレクサの設定はキー操作、通信コマンドと、PC アプ
リケーション（サンプルアプリケーション）により可能です。
サンプルアプリケーションは、弊社ホームページ（http://www.
hioki.co.jp）からダウンロードできます。

6

手動ラインや自動ラインにフィットするシンプル抵抗計■ 高機能を使いやすく、わかりやすく

RM3545

RM35441 ガード端子付き測定端子

5 パネルセーブ・パネルロード機能

ガード端子を接続することで、外来ノイズの影響を受けにくくなります。

レンジ、 コンパレータなど本体 の設 定 条 件を RM3545 は 最 大* ガード端子はシールド電位です。ネットワーク抵抗器のガーディング測定には使用できません

各パネルには名前を付けられますので、生産ロットやラインの切り

2 基本的な設定は簡単操作

30* 通り , RM3544 は最大 10 通りまで保存 / 呼出ができます。
替えがスムーズにできます。
* マルチプレクサ端子使用時は最大 8 通りです。

レンジや測定スピードはダイレクトに操作できます。

2

1

6 材質・温度を問わない温度補正機能
環境 温 度により変化する抵抗値を、温 度センサ Z2001 を用い、任意の抵抗温度係数で、基準温度での抵抗値に換算して表示します。

7 スケーリング
抵抗値から長さなどの物理量に換算することができます。

換算式 : Rs = A × R + B

3A, B : 定数、R : 測定値、Rs : 換算値

43 手元コンパレータランプ（オプション）

5

6

7

判定 結果を緑と赤のランプで表 示します。 画 面を見る必 要がなくなり、作 業 効 率が向上します。測定リードを開放しているときは点灯しませんので、接続 状態の確認にも使用できます。

緑点灯（IN）状態

赤点灯（HI/LO）状態

4 大音量かつパターンを選べる判定音選択機能
RM3544 は騒々しい機械がそばにある場合でも、85dB 以上の直感で使えるグラフィカル LCD

8

8 コンパレータ機能

大音量の判定音で結果をお知らせします。

あらかじめ設 定された 基 準 値または 範 囲と測 定値を比 較し、

RM3545, RM3544 は判定音を選べますので、複数の抵抗計を使判定結果を表示および出力します。

うラインでも、作業者が判定結果を混同しません。

RM3545, RM3544 -01 は、EXT I/O にも併せて出力します。

■ コンパクトでも確かなスペック

RM3544●設置スペース わずか 215mm×166mm
従来機 (3540) より設置面積が約 25% 削減されました。
測定器の前に作業スペースが生れ、コンパクトな生産ラインを構築できます。

RM3544

7■ 自動機への組み込みをスムーズに（RM3545/-01/-02、RM3544-01）

RM3545

RM3544● 測定ケーブルの配線距離延長可能
配線抵抗の許容値が従来機（3541、3540）に比べて、向上しました。配線抵抗は RM3545 は 1.5Ω、RM3544 は 2Ω まで可能になりました。

● 高速でトータルな生産性をサポート
・RS-232C は 115.2kbps＊2 まで対応します。

・自動機で要求されるスピードを高い次元で実現＊1

測定スタートから判定出力まで 最 短で 2.2ms (RM3545)、

・EXT I/O の出力モードを判定モードまたは BCD モードに切

18ms (RM3544 -01) です。この時間内に測定 － 判定出力のり替えて使用できます。

一連の作業を完了します。 ＊1 測定電流 High の場合

＊2

伝送速度
（ボーレート）は、コンピュータによっては誤差が大きく使えない場合があります。その場合はより遅い設定に変更してください。

・USB インタフェースも使用可能です。

● EXT I/O（ハンドラインタフェース）
保護接地（筐体アース）から絶縁し、ノイズに強い構造になっています。

EXT I/O を使用した制御システムを設計する場合は、必ず取扱説明書をお読み頂き、必要な技術情報をご確認ください。

■ EXT I/O の入出力回路■ EXT I/O 電気的仕様

PLC のコモンの極 性に合わせて、入力信号の極 性を●入 力：

EXT I/O（ハンドラインタフェース）は、計測回路・制御回路およびNPN タイプ（シンク出力対応）と PNP タイプ（ソース出力対応）から、リアパネルの切り替えＳＷで選べます。
入力回路（NPN タイプの場合）

出力回路

1kΩ

NPN

10Ω

入力

ISO_COM

フォトカプラ絶縁オープンドレイン出力（無極性）
DC30Vmax、DC50mAmax/ch
残留電圧 1V 以下（負荷電流 50mA）、0.5V 以下（負荷電流 10mA）

出力●サービス電源：

出力電圧：シンク出力対応 :5.0V±10%、
ソース出力対応 :-5.0V±10%
最大出力電流：100mA

ISO_COM

内部絶縁コモン■ EXT I/O 信号一覧
● RM3545●出 力：

DC 50mA max
ツェナー電圧 30V

PNP
EXT I/O
MODE
セレクタ

NPN/PNP
切り換え SW
RM3545/-01/-02
RM3544-01

RM3545/-01/-02
RM3544-01
2kΩ

フォトカプラ絶縁 無電圧接点入力（電流シンク／ソース出力対応）
入力 ON：残留電圧 1V 以下（入力 ON 電流 4mA）
入力 OFF：オープン（遮断電流 100μA 以下）

内部絶縁コモン

RM3545● RM3544 -01

入 力：

入 力：

出 力：

出 力：

TRIG(IN0), CAL, KEY_LOCK, 0ADJ, PRINT(IN1), MUX,SCN_STEP, LOAD0 〜 LOAD5, BCD_LOW［判定モード］ EOM, ERR, INDEX, HI, IN, LO, T_ERR, T_PASS,
T_FAIL, BIN0 〜 BIN9, OB, OUT0 〜 OUT2［BCDモード］EOM, ERR, IN, HILO, BCDm_n ＊, RNG_OUT0 〜＊
m 桁の n ビット
RNG_OUT3

RM3544

TRIG(IN0), KEY_LOCK, 0ADJ, PRINT(IN1), LOAD0 〜 LOAD3,
BCD_LOW［判定モード］ EOM, ERR, INDEX, HI, IN, LO, OUT0 〜 OUT2［BCDモード］EOM, ERR, IN, HILO, BCDm_n ＊, RNG_OUT0 〜＊
m 桁の n ビット
RNG_OUT3● システム構築をスムーズに支援、通信モニタ機能
通信の内容（受信コマンドと送信データ）を画面に表示します。
ＰＬＣ（プログラマブルロジックコントローラ）のプログラミングを支援します。

通信モニタ画面● EXT I/Oの接続状況を確認、EXT I/O テスト機能
EXT I/O の入力信号を画面上で確認できるとともに、出力信号を任意に ON/OFF できます。ＰＬＣのプログラミング時の検証作業を容易にします。

EXT I/O
テスト機能画面

8● RS-232C または USB でパソコンと接続

RM3545

・RM3545, RM3544 -01 は各種機能をパソコンからコントロー
ルができ、測定結果の取得が可能です。

RM3544USB/
RS-232C（電源 ON/OFF とインタフェース設定の一部を除きます。）

・市販の RS-232C プリンタを接続することで、測定値や判定結果を含めた測定値のプリントができます。
・測定値の自動出力が可能です。USB キーボードモードを使用することで、パソコンに特別な USB ドライバをインストールすることなく、表計算ソフトやテキストエディタなどのアプリケー
ションに測定値の入力が可能です。
・サンプルアプリケーションは、トリガ信号に合わせてパソコンにデータ取得・インターバル測定・通信テスト・取得データのMicrosoft® Excel 取り込みと、CSV ファイル出力が可能です。
弊社ホームページ（http://www.hioki.co.jp）からダウンロード

サンプルアプリケーション画面できます。

● RM3545 -02 の背面

RM3545● RM3544 -01 の背面

マルチプレクサユニット Z3003（オプション、２ユニット装着した場合）

EXT I/O

測定回路保護用
ヒューズ

測定回路
保護用
ヒューズ
D/A 出力端子

EXT I/O の極性（NPN/PNP 選択）

RS-232C/PRINTERUSB

EXT I/O

RS-232C/
PRINTER

RM3544

温度センサ
EXT I/O の極性
端子（NPN/PNP 選択）＊ RM3545 と RM3545 -01 はマルチプレクサユニットの装着ができま
せん。RM3545 -01 は GP-IB コネクタが装備されます。

メンテナンス用端子（保守用端子です。お客様はご使用いただけません。
）

温度センサ
端子

USB

＊ RM3544 に は EXT I/O、 通 信インタフェース（RS-232C,USB）の装備がありません● インタフェース、EXT I/O の選択

RM3545

RM3544

インタフェース、EXT I/O の有無および種類について、お客様の目的に合わせた選択ができます。
RM3545 選択表
EXT I/O（判定、BCD、BIN）
RS-232C/
通信インタ PRINTER/
USB
フェース
GP-IB
マルチプレクサ *（スキャナ機能）（ - なし）

-01

-02

○

○

○

○

○

○

−

○

−

−

−

○
（最大20ch*）（ - なし）-01

EXT I/O（判定、BCD）

RM3544 選択表−○

通信インタフェース
RS-232C/PRINTER/USB−○* マルチプレクサユニット Z3003（オプション）を 2 台かつ 4 端子にて使用した場合■マルチプレクサユニット Z3003 仕様
測 定 対 象測定可能範囲接 点 仕 様
外
質
付

形

寸
属

法
量
品

4 線式：10 か所（2 ユ ニット使用時は 20 か所）
2 線式：21 か所（2 ユ ニット使用時は 42 か所）
測定電流：Z3003を搭載する機器 DC 1A 以下
外部接続機器 DC 1A 以下、
		
AC 100 mA 以下
測定周波数：外部接続機器 DC, 10 Hz 〜1 kHz
接点形式：メカニカルリレー
最大許容電圧：33 Vrms および 46.7 Vpeakまたは DC70 V *1
最大許容電力：30 W（DC、抵抗負荷）
接点寿命：4 線式の場合 5,000万回 *2（参考値）
2 線式の場合 500万回（参考値）
約 92W × 24.5H × 182D mm（突起物含まず）
約 180 g
取扱説明書、D-SUB 50ピンコネクタ

RM3545-02
・スキャン時間について
Z3003 の切り換え時間は 30ms/ch です。
全スキャン時間は、（切り換え時間＋ディレイを含む測定時間）× チャネル数となります。測定時間の代表値は 11 ページをご覧ください。
・スキャン時間例
レンジ

チャネル数 測定スピード ディレイ

TRIG 入力から判定結果出力までの時間（測定電流 High の場合）

1000 mΩ

10

FAST

0 ms

約 300 ms

1000 mΩ

10

FAST

プリセット

約 800 ms

*1 耐圧試 験 機と組み合わせて使用できません。耐圧試 験と組み合わせて使用すると、
Z3003 内蔵リレーは絶縁破壊を起こし、感電や機器の故障を起こします。
*2 5,000 万回の目安は、24 時間稼働の場合に、1 秒 / 個のラインで約 1.5 年、10 秒 / 個のラインで約 15 年となります。

9■ RM3545、RM3544 仕様 （確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年）
RM3545測定範囲

測 定 方 式レ ン ジ 切 換
温

度

補

正

ゼ ロ ア ジ ャストトリガ

測 定 スピードデ ィ レ イ

RM3544

抵抗測定 : 0.000 00 mΩ（10 mΩレンジ）
	～ 1200.0 MΩ（1000 MΩレンジ）、12レンジ
抵抗測定 : 0.000 mΩ（30 mΩレンジ）
ローパワー抵抗測定 : 0.00 mΩ（1000 mΩレンジ）
	～ 3.500 0 MΩ（3 MΩレンジ）、9レンジ
	～ 1200.00 Ω（1000 Ωレンジ）、4レンジ
温度測定（サーミスタ）：- 10.0 ～ 99.9℃
温度測定（サーミスタセンサ）：- 10.0 ～ 99.9℃
温度測定（アナログ入力）：- 99.9 ～ 999.9℃
直流４端子法（定電流）、バナナ端子、ガード端子付き
オートレンジ／マニュアルレンジ
基準温度設定範囲：-10.0 〜 99.9 ℃、基準温度設定範囲：-10.0 〜 99.9 ℃、温度係数設定範囲：-99,999 〜 99,999 ppm / ℃
温度係数設定範囲：-9,999 〜 9,999 ppm / ℃
レンジごと、ステップごと（RM3545-02 のみ）
各レンジ の - 3 % f.s. ～ 50 % f.s. 以内 （f.s.= 30,000 dgt.）
各レンジ の±50% f.s. 以内（100 MΩ以上はゼロジャスト不可）
RM3544: 内部トリガ、
内部トリガ／外部トリガ
RM3544 -01: 内部トリガ／外部トリガ
FAST ／ MED ／ SLOW1 ／ SLOW2FAST ／ MED ／ SLOW

内部固定値／ 0 〜 9999 ms (1 ms ステップ )温度補正／温度換算／セルフキャリブレーション／オフセット電圧補正（OVC）／コンパレータ（ABS/REF％）／ BIN ／キーロック（OFF/機
能 メニューロック/ 全ロック）／測定桁数選択 (7 桁 /6 桁 /5 桁 ) ／電源周波数設定（AUTO/50Hz/60Hz）／スケーリング／判定音設定／オートホー
ルド／統計演算／時計／セルフテスト／手元コンパレータランプ用出力
測 定 異 常 検 出 コンタクトチェック、オーバー検出、電流異常検出−
温度補正／コンパレータ（ABS/REF％）／キーロック（OFF/
メニューロック/ 全ロック）／測定桁数選択 (5 桁 /4 桁 ) ／電源周
波数設定（AUTO/50Hz/60Hz）／スケーリング／判定音設定／
オートホールド／手元コンパレータランプ用出力
オーバーレンジ検出、電流異常検出

ア ベ レ ー ジ

OFF、２～ 100 回（1 回ステップ可変）
30 種類（正面測定端子）、8 種類（MUX 測定端子）
10 種類
パ ネ ル セ ー ブ・
パネルセーブ項目： 保存日時、抵抗レンジ、測定スピード、コンパレ パネルセーブ項目：抵抗レンジ、測定スピード、コンパレータ
パ ネ ル ロ ードータ、BIN 設定、マルチプレクサ設定 などなど
RM3545-02:
搭載ユ ニット数：最大 2 ユ ニット
測定端子設定：正面端子／ MUX（マル チプレクサ）−
マル チ プ レ ク サ
MUX 設定時は正面測定端子に測定リード接続不可
対応ユ ニット：マル チプレクサユ ニットZ3003
設定可能チャネル数：42、 切り替え時間：30 ms（参考値）
出力内容：抵抗測定値
出力電圧：DC0 V〜1.5 V−
D / A 出力
出力インピーダンス：1 kΩ
ビット数：12bit
RM3544 -01 : TRIG 他、BCD
E X T
I / O TRIG 他、BIN、BCD
RM3544 -01 : RS-232C/ PRINTER (RS-232C) / USB から通
信 GP-IB*/RS-232C/ PRINTER (RS-232C) / USB から１つを選択
イ ン タ フ ェ ー ス して使用
*RM3545 -01 のみ
１つを選択して使用
リモート／通信モニタ／データ出力
通 信 機 能 リモート／通信モニタ／データ出力／メモリ（50 個）
伝送速度：115,200 / 38,400 / 19,200 / 9,600 bps
RS-232CUS

B

プ リ ン タ（RS-232 ポート）
使用温湿度範囲
保 存温 湿 度 範 囲
使 用 場 所電
源
定 格 電 力絶 縁 耐 力外 形 寸 法
質

量

付
適

属
合

品
規

格

クラス：CDCクラス（COMモード）、HIDクラス（USBキーボードモード）
印字内容：抵抗測定値、温度測定値、判定結果、測定条件、統計結果 印字内容：抵抗測定値、温度測定値、判定結果、測定条件
動作：PRINT 信号入力、プリントキーを押したときに印刷
インターバル：ON/OFF、インターバル時間：0 〜3,600s（1s ステップ可変）、1行印字列数：1列 / 3 列
0℃〜 40℃、80% rh 以下（結露しないこと）-10℃〜 50℃、80% rh 以下（結露しないこと）
屋内使用、汚染度２、高度 2000 m まで
定格電源電圧：AC100 V 〜240 V ± 10%、 定格電源周波数：50 / 60 Hz
40 VA max.

15 VA max.
AC 1.62 kV、1min、カットオフ電流 10mA、［電源端子一括］−［保護接地、インタフェース、測定端子］間

約 215W × 80H × 306.5D mm（突起物含まず）
RM3545、RM3545 -01：約 2.5 kg
RM3545 -02：約 3.2 kg（Z3003 は含まず）

約 215W × 80H × 166D mm（突起物含まず）
RM3544：約 0.9 kg、RM3544 -01 ：約 1.0 kg
電源コード、クリップ 形リード L2101、取扱説明書、予備
電源コード、クリップ 形リード L2101、温度センサZ2001、EXT
ヒューズ、EXT I/O 用オスコネクタ＊、アプリケーションディ
I/O 用オスコネクタ、取扱説明書、ア プリケーションディスク、＊
スク＊、USB ケーブル（A - B タイプ）
USB ケーブル（A - B タイプ）、予備ヒューズ＊
RM3544 -01 に付属
安全性 : EN61010、 EMC : EN61326、EN61000-3-2、EN61000-3-3

10

■測定確度

RM3545● 確度保証条件
・温湿度範囲 23℃ ±5℃、80% rh 以下
・0～18、28～40℃では、温度係数 ±（測定確度の 1/10）/℃ を加算・確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年
・［RM3545 のみ］ウォームアップ時間 60 分以上（60 分未満の場合は、測定確度は確度表の２倍）
・［RM3545 のみ］セルフキャリブレーション機能 AUTO

RM3544＊温度補正時は抵抗測定確度に次の値を rdg. 誤差に加算

αt 0 Δt－

1 ＋αt 0 ×
（t ＋Δt －t 0 ）× 100［ % ］

t 0：基準温度 [℃ ]t：現在の周囲温度 [ ℃]
Δt：温度測定確度
αt 0：t 0 の時の温度係数 [ 1/℃]

* セルフキャリブレーション機能 MANUAL の場合は、キャリブレーション実行後の温度変動 ±2℃以内かつ間隔 30 分以内■ 抵抗測定確度● RM3545

RM3545確度：±（%rdg. + %f.s.）
LP OFF（例）0.006 + 0.001 ....... 0.006％ rdg.+0.001％ f.s.

・f.s. = 1,000,000 dgt. として計算、0.001%f.s. = 10dgt.
・100MΩ レンジ高精度モード OFF の 100MΩ レンジ以上は、f.s. = 10,000 dgt. として計算、0.01%f.s. = 1dgt.
OADJ なし
最大
加算確度
開放電圧
*2
FAST
MED
SLOW1
SLOW2 切り替え%f.s.
0.060+0.050
0.060+0.020
0.060+0.020
0.020
10 nΩ
–
1A
(0.060+0.015)(0.060+0.002)(0.060+0.001)(–)
0.060+0.010
0.060+0.010
0.060+0.010
0.002
High
1A
(0.060+0.003)(0.060+0.001)(0.060+0.001)(–)
100 nΩ
0.014+0.050
0.014+0.020
0.014+0.020
0.020
Low 100mA(0.014+0.015)(0.014+0.002)(0.014+0.001)(–)
0.012+0.010
0.012+0.008
0.002
High 100mA(0.012+0.003)(0.012+0.001)(–)
1 μΩ
0.008+0.050
0.008+0.020
0.020
Low
10mA
(0.008+0.015)(0.008+0.002)(–)
5.5V *40.008+0.010
0.008+0.008
0.002
High 10mA(0.008+0.003)(0.008+0.001)
(–)
10 μΩ
0.008+0.050
0.008+0.020
0.020
Low
1mA
(0.008+0.015)(0.008+0.002)(–)
0.007+0.005 0.007+0.002
0.007+0.001–
High 10mA(0.007+0.005) (0.007+0.001)(0.007+0.001)(–)
100 μΩ
0.008+0.010
0.008+0.010
0.002
Low
1mA
(0.008+0.003)(0.008+0.001)(–)
0.007+0.005 0.006+0.002
0.006+0.001
–
1 mΩ
1mA
(0.007+0.005) (0.006+0.001)(0.006+0.001)(–)
10 mΩ 0.008+0.005 0.007+0.002
0.007+0.001
1mA
100 mΩ 0.008+0.005 0.007+0.002
0.007+0.001
100μA
1Ω
0.015+0.005 0.008+0.002
0.008+0.001
10μA
–
10 Ω
0.030+0.005 0.030+0.002
0.030+0.001
1μA
–
20V
100 Ω 0.200+0.005 0.200+0.002
0.200+0.001
100nA
10.00MΩ 以下 : 0.50+0.02
10 kΩ
1μA
10.01MΩ 以上 : 1.00+0.02
100.0MΩ 以下 : 1.00+0.02
以下
100 kΩ
100.1MΩ 以上 : 10.00+0.02

レンジ

100MΩ
最大
レンジ
*1 分解能測定範囲
高精度モード10mΩ

12.000 00 mΩ

100mΩ

120.000 0 mΩ1000mΩ

1200.000 mΩ

10Ω

–

12.000 00

Ω

100Ω

120.000 0   Ω

1000Ω

1200.000

10kΩ
100kΩ
1000kΩ
10MΩ

Ω

100MΩ

ON

12.000 00 kΩ
120.000 0 kΩ
1200.000 kΩ
12.000 00 MΩ
120.000 0 MΩOFF

120.00MΩ

1000MΩ

OFF

1200.0MΩ

測定確度 %rdg. + %f.s. *2

測定電流 *3*1 マイナス側は -10%f.s. まで。最大表示範囲は 9,999,999dgt. または 9 GΩ。
（最大測定範囲を超える場合は最大表示範囲以下でもオーバーレンジ表示）*2 測定確度はゼロアジャスト後の確度、ゼロアジャストをしない場合は、［0ADJ なし加算確度］を加算。下段の ( ) は OVC ON の場合。
*3 測定電流確度は ±5%*4 トリガソース EXT または連続測定 OFF（フリーラン以外）の場合は、測定終了（INDEX=ON）後 1ms から次の測定開始（TRIG=ON）までは開放電圧を 20mV 以下に制限

LP ON

・f.s. = 100,000 dgt. として計算、0.001%f.s. = 1dgt.

100MΩ
測定電流 *3 OADJ なし 最大
測定確度 %rdg. + %f.s. *2
最大
加算確度
レンジ
分解能
*1
FAST
MED
SLOW1
SLOW2 切り替え
高精度モード 測定範囲
%f.s. 開放電圧
1200.00 mΩ 10 μΩ 0.200+0.100 0.200+0.010 0.200+0.005 0.200+0.003
1 mA
1000mΩ
12.000 0
Ω 100 μΩ 0.200+0.050 0.200+0.005 0.200+0.003 0.200+0.002
500 μA10Ω
–––
20 mV *5120.000
Ω 1 mΩ 0.200+0.050 0.200+0.005 0.200+0.003 0.200+0.002
50 μA
100Ω
1200.00
Ω 10 mΩ 0.200+0.050 0.200+0.005 0.200+0.003 0.200+0.002
5 μA
1000Ω

レンジ

*1 マイナス側は -10%f.s. まで。最大表示範囲は 9,999,999dgt. または 9 GΩ。
（最大測定範囲を超える場合は最大表示範囲以下でもオーバーレンジ表示）*2 測定確度はゼロアジャスト後の確度。LP は OVC ON の場合のみ。
*3 測定電流確度は ±5%*5 コンタクトチェック OFF の場合（コンタクトチェック ON の場合は 300mV）11● Z3003 使用時の追加確度

RM3545

Z3003 を使用して測定する場合は、RM3545 の本体仕様（確度）に下記誤差を追加する。
Z3003 追加確度

1×10-9 [A]
測定電流に応じて、次の rdg. 誤差を加算（ガードありにて）×100 [%rdg.]
リ ー ク 電 流 の 影 響（湿度 70% rh 未満。70% rh 以上の場合は次の rdg. 誤差 ×5 を加算） IMEAS [A]
積分時間が電源周期の整数倍でない場合、次の f.s. 誤差を加算

A fs × 0.5 [%rdg.]

オ フ セ ット 電 圧 の 影 響 OVC OFF の場合に、次の抵抗を誤差に加算

10×10-6 [V][Ω]
IMEAS [A]測 定 ス ピード の 影 響

IMEAS : 測定電流
A fs : Z3003 を搭載する
機器の f.s. 誤差

オフセット抵抗変動の影響 2 線式の場合、次の抵抗値を誤差に加算
0.1 Ω
温
度
係
数 0 ～ 18、28 ～ 40℃では、温度係数 ±（追加確度の 1/10）/℃ を加算● RM3544

RM3544確度：±（%rdg. + %f.s.）・f.s. = 30,000 dgt. として計算、0.010%f.s. = 3dgt.
レンジ
30mΩ
300mΩ
3Ω
30Ω
300Ω
3kΩ
30kΩ
300kΩ
3MΩ

（例）0.020 + 0.007 ....... 0.020％ rdg.+0.007％ f.s.

最大測定範囲 *6,*7

FAST

MED/SLOW

測定電流 *8開放電圧35.000 mΩ
350.00 mΩ
3.500 0  Ω
35.000  Ω
350.00  Ω
3.500 0 kΩ
35.000 kΩ
350.00 kΩ
3.500 0 MΩ

0.030+0.080
0.025+0.017
0.025+0.017
0.020+0.010
0.020+0.010
0.020+0.010
0.020+0.010
0.040+0.010
0.200+0.010

0.030+0.070
0.025+0.014
0.025+0.014
0.020+0.007
0.020+0.007
0.020+0.007
0.020+0.007
0.040+0.007
0.200+0.007

300mA
300mA
30mA
10mA
1mA
1mA
100μA
5μA
500nA

5.5Vmax*6 マイナス側は -10%f.s. まで*7 最大表示範囲は 99,999dgt.
*8 測定電流確度は ±5%■温度測定確度（RM3545/RM3544）
・温度センサ Z2001（RM3544、RM3545 用）
測定範囲
測定スピード
確度保証期間RM3545

RM3544-10.0 ～ 99.9 ℃
約2 s
１年間

・温度センサ Z2001 との組み合わせ確度
温度範囲-10.0℃～ 9.9℃
10.0℃～ 30.0℃
30.1℃～ 59.9℃
60.0℃～ 99.9℃

確 度± (0.55 + 0.009 × |t -10| ) ℃± 0.50 ℃± (0.55 + 0.012 × |t-30| ) ℃± (0.92 + 0.021 × |t- 60| ) ℃

t : 測定温度［℃］

・アナログ入力（RM3545）

RM35450～2V
確度保証範囲2.5 V
最大許容入力1 mV
分解能-99.9 ～ 999.9 ℃
表示範囲
測定周期（速度） 約 50 ms、移動平均なし
確度保証期間１年間
確度±1%rdg. ±3 mV

本体のみの確度は ±0.2℃■ D/A 出力確度（RM3545）
出力確度
応答時間

抵抗測定確度 ±0.2%f.s.（温度係数 ±0.02%f.s./℃）
測定時間 + 最大 1ms■測定時間代表値（RM3545）
レンジ

測定
電流

10 mΩ
100 mΩ
1000 mΩ
10 Ω
100 Ω

−
High
High
High
High

		

RM3545

測定スピード
MED
FAST
SLOW1
50Hz 60Hz
41
61
58
141
41
61
58
141
2.2
22
19
102
2.2
22
19
102
2.8
23
20
103

RM3545■測定時間（RM3544）

RM3544

測定スピード
SLOW2
241
241
202
202
203

単位：ms、 許容差 : ±10% ±0.2 ms* トリガソース EXT または連続測定 OFF（フリーラン以外）の最短測定時間。
ディレイ：0ms、TC：ON、コンパレータ：ON、OVC：OFF、アベレージ：OFF の場合。
測定スピードはレンジ、設定条件により変化します。詳しくは取扱説明書をご参照ください。

FAST
50Hz
60Hz

MED

SLOW

21

101

401

18

単位：ms、 許容差 : ±10% ±2 ms* TC: ON、コンパレータ :ON 設定の場合

本体価格

製品名：抵抗計 RM3545（仕様）
形 名（発注コード）

製品名：抵抗計 RM3544

（価格）

（仕様）
形名
（発注コード）（価格）（インタフェースなし） ....... ¥ 84,000 ( 税抜き )RM3544
RM3544-01 （EXT I/O・RS-232C・USB 付き）.....¥ 110,000 ( 税抜き )付属品[RM3544] 電源コード ×1, クリップ形リードL2101 ×1, 取扱説明書 ×1,
予備ヒューズ ×1
付属品[RM3544-01] 電源コード ×1, クリップ形リードL2101 ×1, EXT I/O用
オスコネクタ ×1, 取扱説明書 ×1, アプリケーションディスク ×1, USBケーブル(A - B タイプ) ×1, 予備ヒューズ ×1

RM3545.....¥ 220,000 ( 税抜き )RM3545-01 （GP-IB 付き）.....¥ 240,000 ( 税抜き )RM3545-02 （マルチプレクサユニット対応）.....¥ 240,000 ( 税抜き )付属品: 電源コード ×1, クリップ形リード L2101 ×1, 温度センサ Z2001 ×1,
EXT I/O 用オスコネクタ ×1, 取扱説明書 ×1, アプリケーションディスク ×1,
USB ケーブル (A - B タイプ ) ×1, 予備ヒューズ ×1

ガード端子がないタイプのプローブを検討される場合のご注意
RM3545、
RM3544 は抵抗計 3541、
ミリオームハイテスタ 3540 等で使用しているガード端子がないプローブ・リードを使用した場合に保証できません。RM3545、
RM3544 の付属品およびオプションに記載されたリードの使用をお願いします。

●オプション※ L2101 は RM3545, RM3544 シリーズに標準付属 , Z2001 は RM3545 シリーズに標準付属

クリップ形リード L2101

ピン形リード L2102............. ¥14,000 ( 税抜き ).............¥28,000 ( 税抜き )A: 250mm, B: 84mm, L: 1.5m.............¥38,000 ( 税抜き ).............¥22,000 ( 税抜き )RM3545-02 用

A: 分岐〜リード間
B: プローブ長
L: 全長

手元コンパレータランプ L2105............¥5,500 ( 税抜き )4 端子リード L2104※L2101 〜 L2104 の (A) 寸法は結束チューブカットで1.1m 程度まで広げられます●関連製品のご紹介

マルチプレクサユニット Z3003
4-wire 10ch・2-wire 21ch のスキャン測定.........¥66,000 ( 税抜き )μΩ から MΩ まで測れる
高確度ポータブル抵抗計■ 大型のモータ、トランスの抵抗測定

A: 280mm, B: 149mm, L: 1.5m

A: 250mm, B: 176mm, L: 1.5m

A: 250mm, B: 178mm, L: 1.5m

リード長について2m

ピン形リード L2103

ＰＣコミュニケーション

測定用プローブ・入力スキャナ

温度センサ Z2001
1.75 m............... ¥6,200 ( 税抜き )RM3545/RM3545-01/
RM3545-02 付属、RM3544/RM3544-01 オプション※ 9151-02 は RM3545-01 用

RS-232Cケーブル9637 RS-232Cケーブル9638
PC接続用, 9pin − 25pin,
PC接続用, 9pin − 9pin,
クロス, 1.8 m
クロス, 1.8 m.....¥1,500 (税抜き) .....¥1,800 (税抜き)

GP-IB接続ケーブル9151-02
ケーブル長 2 m......¥28,000 ( 税抜き)

抵抗計 RM3548
基本確度：0.02% 最小分解能：0.1μΩ
最大測定電流：1A■ 測定可能範囲 0.0μΩ（測定電流 1A）〜 3.5MΩ

■ 自動車のアースライン、航空機のボディの導通■ プローブをあてるだけで、メモリ 1,000 個まで
簡単記録■ 温度上昇試験（モータ、チョークコイル、トランス）■ インターバル測定で、温度上昇試験のデータをスムーズに収集■ ポータブルな形状で、メンテナンス・大型製品の検査に最適

詳細は HIOKI ホームページをご覧下さい。

お問い合わせは ...

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら
本社 カスタマーサポート

0120-72-0560（9:00 〜12:00, 13:00 〜17:00, 土・日・祝日を除く）

0268-28-0560
詳しい情報はWEBで検索

info@hioki.co.jp
HIOKI■本カタログの記載内容は 2018 年 10 月 1 日現在のものです。 ■本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 ■本カタログで使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
校正書類について 校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
RM3545-44J11-8XB
販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は本社受注センターまで。 TEL 0268-28-1688 FAX は弊社営業拠点と共有で受信できますので、担当営業拠点宛にお願いします。