SDS2000X HD
SeriesDigital Storage
Oscilloscope
Quick Start
EN01C

Copyright Information
Declaration

SIGLENT products are protected by patent law in and outside of P.R.C.

SIGLENT reserves the right to modify or change parts of or all the specifications or
pricing policies at the company’s sole decision.

Information in this publication replaces all previously corresponding material.

Any method of copying, extracting or translating the contents of this manual is notallowed without the permission of SIGLENT.

Note: SIGLENT is the registered trademark of SIGLENT TECHNOLOGIES CO.,LTD

SDS2000X HD Quick Start

I

Contents
Copyright Information .............................................................................................. IGeneral Safety Summary ....................................................................................... 1
Safety Terms and Symbols ..................................................................................... 2
Allgemeine Sicherheitsübersicht ............................................................................. 3
Sicherheitsbegriffe und symbole ............................................................................. 6
General Care and Cleaning .................................................................................... 7
General Inspection.................................................................................................. 8
Quick Start .............................................................................................................. 9
Front of Oscilloscope ............................................................................................ 11
Back of Oscilloscope ............................................................................................ 12
Probe Compensation ............................................................................................ 13
User Interface ....................................................................................................... 14
Basic Operations .................................................................................................. 21

II

SDS2000X HD Quick Start

General Safety Summary
Carefully read the following safety precautions to avoid any personal injury or
damage to the instrument and any products connected to it. To avoid potential
hazards, please use the instrument as specified.
Use Proper Power Cord
Only the power cord designed for the instrument and authorized by local
government regulations should be used.
Ground the Instrument
The instrument is grounded through the protective earth conductor of the power
cord. To avoid electric shock, please make certain the instrument is grounded
correctly before connecting its input or output terminals.
Connect the Signal Cable Correctly
The potential of the signal cable ground is equal to the earth ground. Do not connect
the signal wire to a high voltage.
Look Over All Terminals’ Ratings
To avoid fire or electric shock, please look over all ratings and sign instructions of
the instrument. Before connecting the instrument, please read the manual carefully
to gain more information about the ratings.
Use Proper Overvoltage Protection
Make sure that no overvoltage (such as that caused by a thunderstorm) can reachthe product, or else the operator might be exposed to the danger of electrical shock.
Electrostatic Prevention
Operate in an electrostatic-protected area environment to avoid damages induced
by static discharge. Always ground both the internal and external conductors of thecable to release a static charge before connecting.

SDS2000X HD Quick Start

1

Maintain Adequate Ventilation
Inadequate ventilation may cause an increase in temperature, which may eventually
damage the instrument. Maintain suitable ventilation and inspect the fan and intake
regularly.
Avoid Exposed Circuits and Components
Do not touch exposed contacts or components when the instrument's power is on.
Use Only the Specified FuseDo Not Operate Without Covers
Do not operate the instrument with covers or panels removed.

Safety Terms and Symbols
Terms used in this product. These terms may appear in the product:
DANGER

Indicates direct injury or hazards that may happen.

WARNING

Indicates potential injury or hazards that may happen.

CAUTION

Indicates potential damage to the instrument or other property that
may happen.

Symbols used in this product. These symbols may appear on the product:

Hazardous
Voltage

2

Protective
Earth Ground

Warning

Earth
GroundPower
SwitchSDS2000X HD Quick Start

Allgemeine Sicherheitsübersicht
Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um Verletzungenoder Schäden am Gerät und an den daran angeschlossenen Produkten zu
vermeiden. Um mögliche Gefahren zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät bitte
wie angegeben.
Verwenden Sie ein geeignetes Netzkabel
Verwenden Sie nur das für das Gerät vorgesehene und im jeweiligen Landzugelassene Netzkabel.
Erden Sie das Gerät
Das Gerät ist über den Schutzleiter der Netzleitung geerdet. Um einen elektrischen
Schlag zu vermeiden, vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät korrekt geerdet
ist, bevor Sie die Eingangs- oder Ausgangsklemmen des Geräts anschließen.
Schließen Sie das Messkabel richtig an
Die Kabelschirmung (Masse) des Messkabels ist gleich dem Potential der Erde,schließen Sie das Messkabel also nicht an eine hohe Spannung an.
Überprüfen Sie die Nennwerte aller Klemmen
Um Feuer oder einen elektrischen Schlag zu vermeiden, beachten Sie bitte alle
Angaben und Hinweise auf dem Gerät. Bevor Sie das Gerät anschließen, lesen Sie
bitte das Handbuch sorgfältig durch, um weitere Informationen über die Nennwerte
zu erhalten.
Verwenden Sie einen ordnungsgemäßen Überspannungsschutz
Stellen Sie sicher, dass keine Überspannung (z. B. durch ein Gewitter) an das Gerät
gelangen kann, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
Schutz vor Elektrostatik
Betreiben Sie das Gerät in einer Umgebung, die vor elektrostatischer Entladunggeschützt ist, um Schäden durch statische Entladung zu vermeiden. Erden Sie vor
dem Anschließen immer sowohl den Innen- als auch den Außenleiter des Kabels,
SDS2000X HD Quick Start3

um statische Aufladung abzubauen.
Für gute Belüftung sorgen
Eine unzureichende Belüftung kann zu einem Temperaturanstieg führen, derschließlich das Gerät beschädigt. Sorgen Sie daher für eine gute Belüftung undüberprüfen Sie regelmäßig die Ansaugung und den Lüfter.
Vermeiden Sie freiliegende Schaltkreise oder Komponenten
Berühren Sie keine freiliegenden Kontakte oder Bauteile, wenn das Gerät
eingeschaltet ist.
Richtige Sicherung verwenden
Verwenden Sie nur die angegebene Sicherung.
Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Abdeckungen
Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Abdeckungen oder Verkleidungen entfernt sind.
Betreiben Sie das Gerät nicht bei vermuteten Defekten
Wenn Sie vermuten, dass das Gerät beschädigt ist, lassen Sie es vor dem weiteren
Betrieb von qualifiziertem Servicepersonal überprüfen. Jegliche Wartung,
Einstellung oder Austausch, insbesondere von Schaltkreisen oder Zubehör, mussvon SIGLENT autorisiertem Personal durchgeführt werden.
Nicht in feuchter Umgebung betreiben
Um einen Kurzschluss im Geräteinneren oder einen elektrischen Schlag zu
vermeiden, betreiben Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung.
Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen
Um Schäden am Gerät oder Personenschäden zu vermeiden, ist es wichtig, das
Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung zu betreiben.
Halten Sie die Produktoberflächen sauber und trocken
Um den Einfluss von Staub und/oder Feuchtigkeit in der Luft zu vermeiden, halten
Sie die Oberfläche des Geräts bitte sauber und trocken.
4

SDS2000X HD Quick Start

Sicherheit bei der Handhabung
Bitte behandeln Sie das Gerät während des Transports vorsichtig, um Schäden an
Tasten, Drehknopfschnittstellen und anderen Teilen auf den Bedienfeldern zu
vermeiden.
Es dürfen nur Tastköpfe verwendet werden, die den Spezifikationen desHerstellers entsprechen
Bei
Verwendungvon
2X/.../10000X-Sondenbaugruppen
müssendie
Sondenbaugruppen durch eine doppelte oder verstärkte Isolierung von den
gemessenen Stromkreisen isoliert sein.
Alle Sondenbaugruppen sollten die Anforderungen von UL 61010-031 und
CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-031-07 erfüllen.
Das Gerät darf nicht so positioniert werden, dass es schwierig ist, die
Trennvorrichtung (abnehmbarer Stecker) zu bedienen.
Wenn das Gerät auf eine Weise verwendet wird, die nicht vom Hersteller
angegeben ist, kann der Schutz, den das Gerät bietet, beeinträchtigt warden.

SDS2000X HD Quick Start

5

Sicherheitsbegriffe und symbole
Begriffe in diesem Handbuch. Diese Begriffe können in diesem Handbuch
vorkommen:
WARNUNG
Warnhinweise weisen auf Bedingungen oder Praktiken hin, die zu
Verletzungen oder zum Verlust des Lebens führen können.
VORSICHT
Vorsichtshinweise weisen auf Bedingungen oder Praktiken hin, diezu Schäden an diesem Produkt oder anderen Gegenständen
führen können.

Begriffe auf dem Produkt. Diese Begriffe können auf dem Produkt erscheinen:
GEFAHR

Weist auf direkte Verletzungen oder Gefahren hin, die auftreten
können.

WARNUNG

Weist auf mögliche Verletzungen oder Gefährdungen hin, dieauftreten können.

VORSICHT

Weist auf mögliche Schäden am Gerät oder an anderen
Gegenständen hin, die eintreten können.

Symbole auf dem Produkt. Diese Symbole können auf dem Produkt
erscheinen:

Hazardous
Voltage

Protective
Earth Ground

Warning

Earth
GroundPower
SwitchWenn Sie solche Symbole auf dem Produkt finden, ziehen Sie das Handbuch zu
Rate, um die Art der potenziellen Gefahr und die zu ergreifenden Maßnahmen zu
erfahren
6

SDS2000X HD Quick Start

General Care and Cleaning
Care
Do not store or leave the instrument in direct sunshine for extended periods of time.
To avoid damages to the instrument or probes, please do not expose them to fog,
liquid, or solvents.

Cleaning
Please perform the following steps to clean the instrument and probes regularly inaccordance with its operating conditions.
1.

Disconnect the instrument from all power sources and then clean with a soft
wet cloth.

2.

Clean the loose dust on the outside of the instrument and probe with a soft
cloth. When cleaning the LCD, take care to avoid scratching it.

To avoid damage to the surface of the instrument and probe, please do not use any
corrosive liquid or chemical cleansers.
Make sure that the instrument is completely dry before restarting it to avoid potential
short circuits or personal injury.

SDS2000X HD Quick Start

7

General Inspection
1. Inspect the shipping container
Keep the damaged shipping container or cushioning material until the contents ofthe shipment have been completely checked and the instrument has passed bothelectrical and mechanical tests.
The consigner or carrier will be responsible for damages to the instrument resulting
from shipment. SIGLENT would not provide free maintenance or replacement if the
instrument has been damaged in shipment.

2. Inspect the instrument
If there are instruments found damaged, defective or failure in electrical andmechanical tests, please contact SIGLENT.

3. Check the accessories
Please check the accessories according to the packing list. If the accessories areincomplete or damaged, please contact your SIGLENT sales representative.

8

SDS2000X HD Quick Start

Quick Start
Mechanical Dimension

Front View

Top View

SDS2000X HD Quick Start

9

Adjust the Supporting Legs
Adjust the supporting legs properly to use them as stands to tilt the oscilloscope
upwards for stable placement as well as easier operation and observation of the
instrument.

Connecting to Power Supply
The standard power supply for the instrument is 100~240 V, 50/60 Hz. Please use
the power cord provided with the instrument to connect it to AC power.

10

SDS2000X HD Quick Start

Front of Oscilloscope

Touch Screen Display The
display and major functions
area. See "User Interface" formore details

USB 2.0 Host Ports Connect
to USB storage devices for
datatransferorUSBmouse/keyboard for control

Front Panel Includes knobs
and buttons. See "Front Panel"
for more details

Digital Input Connector

Probe Compensation /Ground Terminal

Power Switch

SDS2000X HD Quick Start

Analog Input Connectors

Supporting Legs

11

Back of Oscilloscope

Ext Trigger Input

USB 2.0 Device Connects witha PC for remote control

Built-in Waveform Generator
OutputUSB 2.0 Host Connect with a
USB storage device or USB
mouse/keyboard

Auxiliary Out Outputs thetrigger indicator. When Mask
Test is enabled, outputs thepass / fail signal
100M LAN Port Connect theport to the network for remotecontrol

12

AC Power Input
HandleLock HoleSDS2000X HD Quick Start

Probe Compensation
All oscilloscope probes should be properly compensated before their first use withthe oscilloscope. A non-compensated or inadequately compensated probe may
cause inaccurate measurement. The following steps illustrate the proper probe
compensation procedure.

1. Use the probe to connect the CH1 Input Terminal and the Compensation Signal
Output Terminalon the front panel. Connect the ground alligator clip of theprobe to the “Ground Terminal” under the compensation signal output terminal.
2. Check the displayed waveforms and compare them with the following figure.

Under
CompensatedCompensatedCorrectlyOver
Compensated

3. Use a nonmetallic flat-head screwdriver to adjust the low-frequency
compensation adjustment hole on the probe until the waveform matches the“Compensated Correctly” waveform above.

SDS2000X HD Quick Start

13

User Interface

Menu Bar
Grid Area displays the waveform traces. Traces can be moved by dragging
them and re-scaled by pinch and spread
Channel descriptor boxes include analog channels (C1 ~ C4), digitalchannels (D), math (F1-F4) and reference (Ref). They show theparameters of the corresponding traces. Touching the boxes creates a
dialog box
Timebase and Trigger Descriptor Boxes show the parameters of timebase
and trigger respectively. Touching the boxes creates a dialog box
Dialog Box is the main area to select the parameters for a chosen specificfunction
Trigger Delay Indicator locates where the trigger is on the horizontal axis
Trigger Level Indicator shows the level where the waveform triggers
Cursors show where measurement points have been set

14

SDS2000X HD Quick Start

Channel Descriptor Box
Channel Index
Coupling and Input Impedance
Vertical Scale
Vertical Offset
Bandwidth Information
Probe Attenuation Factor

Timebase and Trigger Descriptor Boxes
Trigger delay
Horizontal scale (timebase)# Samples
Sample Rate

Trigger source
Trigger coupling
Trigger mode
Trigger level
Trigger type
Trigger slope

SDS2000X HD Quick Start

15

Dialog Box
The dialog box on the right side of the screen is the main area for setting theparameters of the selected function.
Title bar. Touching the bar can hide thedialog box, and touching again can
open the dialog box
Parameter setting area
Scroll bar. When parameters are morethan the displayed range, the blue
scrollbar will be displayed. By sliding
the dialog area up and down, or rollingthe mouse wheel, it can scroll to thearea not displayed

16

SDS2000X HD Quick Start

To Set Parameters
Several different ways are provided to set parameters:
Switch – sets parameters with two states,
such as to enable or disable a function.
Touch the switch region to change fromone state to the other.
List – sets parameters with more than two
options, such as the coupling mode ofchannels. Touch the parameter region,and then select the expected option fromthe pop-up list.
Virtual Keypad – Sets parameters with anumerical value. Touch the parameterregion, and the parameter can be adjusted
by the universal knob on the front panel;touch the region again, then the virtual
keypad appears;
To use the operation of setting “Deskew” ofthe channel as an example: If the expectedvalue is 65 ns, input “65” on the virtual
keypad, and then choose the unit n tocomplete the operation. On the virtual
keypad, touching the button Max , Min ,and Default quickly sets the parameterto its maximum, minimum and default
values.

SDS2000X HD Quick Start

17

Touch Gestures
Waveforms, cursors and trigger level can be adjusted by touch gestures in the gridarea.

Drag the waveform left and right tomove it on the horizontal axis

Pinch and spread the waveform
horizontally to re-scale the timebase

Drag the waveform up and down tomove it on the vertical axis

Pinch and spread the waveform
vertically to re-scale the vertical gain

18

SDS2000X HD Quick Start

Touch and drag the cursor to move it

Touch and drag the cursor information
region to move the pair of cursors
simultaneously

Draw a rectangular box to create azone or a histogram region. At the
beginning of the gesture keep the angle
close to 45° so it can be recognized as
the drawing box gesture

SDS2000X HD Quick Start

19

Front Panel
The front panel is designed to operate the basic
functions without having to open the softwaremenu. Most of the front panel controls duplicate
functionality available through the touch screen
display but the operation is more quickly achieved
Automatically sets the waveform toadapt the display according to its
frequency and amplitude
Resets the oscilloscope to thedefault configuration

Enables or disables the touch
screen. When it is lighted thefunctionality is enabled
Rotate the universal knob to set thevalue of the activated parameter, or
to move the selected cursor. Push to
select a different cursor

Choosing the Language
Utility

20

＞

Menu

＞

System setting＞

Language

SDS2000X HD Quick Start

Basic Operations
Turn On / Disable a Channel
From the Front Panel
Push the channel button (1-4, Digital, Math, Ref) to turn on the corresponding
channel. Its channel descriptor box and dialog box will appear on the display.

If a channel is already on but not activated, push the button to activate it. If a channel
is already on and activated, push the same button again to disable the channel.
From the Touch Screen
Touch the + button and then select the expected channel to turn it on, and its
channel descriptor box and the dialog box will appear on the display. Touch thechannel descriptor box and then touch the Off button to disable it.

Vertical System
Analog channel on/off
Digital channels on/off
Math on/off
Reference on/off
Rotate the knob to adjust the vertical scale(volts/div). Push to switch to alternate between
coarse and fine adjustments
Rotate the knob to adjust the DC offset orvertical position of the channel. Push to set theoffset to zero

SDS2000X HD Quick Start

21

Channel Setup
Touch the channel descriptor box, a quick dialog will pop up. Vertical scale and offset
can also be set from this dialog box.
Touch the region to set the vertical scale withthe universal knob or virtual keypad▲ to increase the vertical scale and ▼ todecrease
Check to coarsely adjust the vertical scale
and uncheck to enable fine adjustment
Touch the region to set the offset with theuniversal knob or virtual keypad▲

to increase the offset and ▼todecrease
Set the offset to zero
Copy the setting of the current channel toanother channel
Quickly select the current channel as thesource of a specified operation (Trigger,
FFT, Measure, Cursor, Search, DVM andCounter
Disable the channel
Hide the trace

22

SDS2000X HD Quick Start

Activating a channel in the quick dialog of the channel recalls the channel dialog
box, displaying more parameters:
Turn channel on/off
Coupling (DC, AC or GND)
Bandwidth limit (Full, 200 MHz or 20 MHz)
Probe attenuation (1X, 10X, 100X or custom)
Set the label text. Click to recall the label setting.
Users can customize the text and display of thelabel
Quickly apply a specified operation (Cursor,
Measure, FFT, Search, DVM, Histogram and
Mask Test) to the current channel
Impedance
Units for the channel
Deskew
Enable / disable invert
Trace visible / hidden

SDS2000X HD Quick Start

23

Horizontal System
Rotate to adjust the horizontal scale (time / div); When
Zoom is enabled, push to switch between the main
window and zoom window
Push to enable / disable Zoom
Push to enable horizontal Roll; push again to exit Rollmode. At timebase settings larger than 50 ms/div, it isrecommended to set the oscilloscope to Roll mode sothat the waveform is displayed in real-time
Rotate to adjust trigger delay; push to set trigger delay
to zeroTouch the timebase descriptor box to display a quick dialog box. Timebase andTrigger Delay can also be set in this dialog box.
Set the horizontal scale (timebase) by thevirtual keypad▲ to increase and ▼ to decrease thehorizontal scale
Set the trigger delay by the virtual keypad▲ to increase and ▼ to decrease thetrigger delay
Set the trigger delay to zeroSet the trigger point to the left part of thescreenSet the trigger point to the right part of thescreenOpen the Acquire dialog box

24

SDS2000X HD Quick Start

Acquisition System
Touchon the quick menu of the timebase settings, or touch the menu bar
Acquire > Menu to recall the Acquire dialog box on the right side.
Select the interpolation mode
Select the Acq mode
Select the acquisition mode (Normal / Peak /Average / ERES)
Select the Memory Management mode (Auto,
Fixed Sample Rate, and Fixed Memory)
Select the maximum memory depthEnter the sequence menu
XY mode on / off

SDS2000X HD Quick Start

25

Zoom
Waveform zoom in the horizontal and vertical directions is
supported. Push the

button on the front panel to enable

Zoom mode
When the Zoom mode is enabled, press down the horizontal
knob to switch between the main window and zoom window.
Currently activated window is high-lighted by dash line.

In Zoom mode the grid area is divided into two areas. The main window appears on
the top and the zoom window on the bottom. The region without the graybackground in the main window is the portion of trace that is magnified in the zoom
window. Please refer to the User Manual for detailed operation instructions of Zoom
mode.

Main Window

Zoom Window

26

SDS2000X HD Quick StartTrigger
The trigger system supports multiple powerful triggering modes including serial bus
triggering. Refer to the User Manual for more details.
Opens trigger setup dialog box
Auto mode – triggers after preset
period if no valid trigger occurs
Single-mode – triggers once when allconditions are met
Normal mode – triggers repeatedly
when all conditions are met
Trigger level adjustment -- push to
set the level to 50% of the waveform
Ready LED, lighted when ready fortrigger;
Trig'd LED, lighted when a trigger
event happens

Indicators Relative to Trigger

Trigger level Indicator

SDS2000X HD Quick Start

Horizontal 0 position
Indicator

Horizontal 0 position(out of screen) Indicator

27

Select trigger type
Select the trigger source
Select the trigger slope (When the trigger typeis "Edge", "Slope" and other specific types)
Set holdoff (None / Time / Events)
Set trigger coupling mode (DC / AC / LF Reject/ HF Reject)
Enable / disable Noise Rejection. When Noise
Reject is on, the trigger hysteresis is increased,so the noise immunity of the trigger circuit isbetter. As a compromise, the trigger sensitivity
degradesSet the Zone trigger

28

SDS2000X HD Quick Start

Math

Touch

+

>

Func x , or push the

button on the front panel to createa math trace and open math setup dialog box
Math trace
Math setup dialog box
Selects the trace (F1 ~ F4)
Selects the operator and source (C1~C4, Z1~Z4, F1~F4, M1~M4)

SDS2000X HD Quick Start

29

Measure & Statistics

Touch

Measure>Menu , or push the

button on the front panel toopen measure setup dialog box
Measurement parameters and statistics display area. If select the mode as“Simple”, the "Simple" parameter area is displayed. Touch the

buttonon the front panel to reset the statistics
Measure dialog box

Cursors
Cursors set measurement points on the Vertical or Horizontal axis of a trace (orboth). For more information, please refer to the User Manual.
Push the button to open the cursors setup dialog box
Rotate the knob to move the selected cursor; push to select different
cursor30

SDS2000X HD Quick Start

The display mode of cursors

Following

Fixed

Reference Waveforms
Reference waveforms (REFA, REFB, REFC, and REFD) are analog or math traces
stored in the non-volatile memory. They can be recalled to the display forcomparison with other traces. Press the

button on the front panel to set thereference waveforms.
Select the location of the reference (REFA /REFB / REFC / REFD)
Select the source (C1~C4 and Math)
Enable/disable Display of the reference
waveform
Set the label text of the reference trace
Save the waveform specified in
specified location into theThe reference waveforms（.ref）can be saved to an external storage device. See“Save / Recall” for details.
SDS2000X HD Quick Start

31

Save/Recall
Touch

Utility＞

Save/Recall

to save / recall a setup, picture, waveform dataor reference waveform.
Choose Save or Recall operation
Select the object type
Display mode of the save path tips
Recall the File Manager for further operations

File Manager

Quickly Save
Push thebutton on the front panel to perform specified save action. The

default is to save a screenshot as a picture (.bmp/.png/.jpg). Touch
Save Button
32

Utility＞

to set the file type and path.
SDS2000X HD Quick Start

Quick Action
Push theUtilitybutton on the front panel to perform a specified action. Touch＞

Quick Action

to open the Quick Action menu and set the action

mapping to the button. By default, Quick Action is disabled, and pushing the button
for the first time will open the Quick Action menu.

Calibration
Self Calibration
The oscilloscope is calibrated at the factory prior to being shipped. The calibration
is run at 23 °C (± 2 °C) and is valid for temperatures 23 ± 5 °C. Within thistemperature range, the oscilloscope will meet all specifications once warmed up.
Touch

Utility

＞

Menu

＞

Maintenance＞Self Calibration

Warm up the oscilloscope for at least 20 minutes prior to each use or calibration inorder for it to reach a stable operating temperature. Specifications are notguaranteed during the warm-up period.
Whenever the oscilloscope is used in an environment outside 23 ± 5 °C, or when it
has been more than one month since the previous calibration, a self-calibration isrecommended.

Quick Cal
When Quick Cal is enabled, the oscilloscope will initiate an ADC calibration
procedure when the ADC temperature changes by over 3 °C to avoid performancedrift. This procedure is quick enough not to affect the user experience but willinterrupt the acquisition procedure. It is recommended to disable it when capturinglong-duration waveforms or monitoring rare events without interruption. The default
status of Quick Cal is disabled.

SDS2000X HD Quick Start

33

Changing vertical scale or channel interleaving mode will initiate the same ADC
calibration procedure in the background. This is always enabled, regardless of thestatus of Quick Cal.
Touch Utility ＞ Menu ＞ Maintenance ＞ Quick Cal to set Quick Cal.

Software Option
Installing a Software Option
Follow the steps below to install a software option (see the data sheet for details)
after purchasing it and obtaining the Option Key:1.

Utility ＞ Menu ＞ Software Options

2.

Select the correct Option Type

3.

Input the option key in the text box

4.

Touch Install and then restart the oscilloscope34

SDS2000X HD Quick Start

About SIGLENTSIGLENT is an international high-tech company,
concentrating on R&D, sales, production and services ofelectronic test & measurement instruments.

Headquarters:

SIGLENT first began developing digital oscilloscopes
independently in 2002. After more than a decade ofcontinuous development, SIGLENT has extended its
product line to include digital oscilloscopes, isolated
handheld oscilloscopes, function/arbitrary waveformgenerators, RF/MW signal generators, spectrum
analyzers, vector network analyzers, digital multimeters,
DC power supplies, electronic loads and other general
purpose test instrumentation. Since its first oscilloscope
was launched in 2005, SIGLENT has become the fastest
growing manufacturer of digital oscilloscopes. We firmly
believe that today SIGLENT is the best value in electronic
test & measurement.

SIGLENT Technologies Co., Ltd
Add: Bldg No.4 & No.5, Antongda
Industrial Zone, 3rd Liuxian Road,
Bao'an District, Shenzhen,
518101, China
Tel: + 86 755 3688 7876
Fax: + 86 755 3359 1582
Email: sales@siglent.com
Website: int.siglent.com

North America:
SIGLENT Technologies America,
Inc6557 Cochran Rd Solon, Ohio
44139
Tel: 440-398-5800
Toll Free: 877-515-5551
Fax: 440-399-1211
Email: info@siglentna.com
Website: www.siglentna.com

Europe:SIGLENT Technologies GermanyGmbH
Add: Staetzlinger Str. 70
86165 Augsburg, Germany
Tel: +49(0)-821-666 0 111 0
Fax: +49(0)-821-666 0 111 22
Email: info-eu@siglent.com
2 www.siglenteu.com
Website:Follow us on
Facebook: SiglentTech

Follow us on
Facebook: SiglentTech

SDS2000X HD Quick Start