多出力電源に電子負荷機能搭載︕︖
使うほどに便利さ実感。

プログラマブルI/Oシリーズ
電子負荷機能付き高分解能多出力直流安定化電源

1ch GPP-1326G ￥ 98,000

2ch GPP-2323G ￥ 103,000

3ch GPP-3323G ￥ 110,000
4ch GPP-4323G ￥ 119,000特長● 高分解能︓設定 1ｍV/0.1mA, 読み取り 0.1ｍV/0.1mA● 電子負荷機能搭載（CC, CV, CR モード）
● 低ノイズ・低リップル︓≦350μVrms/≦2mArms● 直列/並列トラッキング機能（CH1-CH2）● 出力ディレイ/出力監視/出力レコード機能● 保護機能︓OVP/OCP/OTP/OPP(Load時）● シーケンス機能（CH1・CH2）● 内部メモリ機能（パネル設定/シーケンス/出力ディレイ/出力レコード）● USB給電ポートからの電源出力（GPP-3323G CH3）
● リモートセンシング機能（GPP-1326G のみ）● 4.3インチカラーTFT液晶● 標準インタフェース︓USB, RS-232C, GP-IB, LAN, 外部I/O

パネル説明1LAN2ExtI/O

1. 4.3インチカラー液晶
2. 数字キー34

3. ファンクションキー

567

4. アウトプットキー
5. USB ホスト

8

6. 前面出力端子7. 電源スイッチ
8. 前面出力端子(USB)(GPP-3323G のみ)

9. AC セレクタ―

915

10. AC 入力ソケット＆ヒューズ
14

11. RS-232C
10

12. USB デバイス
13. 外部 I/O ポート

1213

14. GP-IB1115. LAN

GPPシリーズ概要

A.

GPP-1326G

GPP-2323G

GPP-3323G

型名

出力数

CH1CH2CH3CH4

備考

GPP-1326G

10-32V
0-6Aーーー

センシング機能付き

GPP-2323G

20-32V
0-3A0-32V
0-3A－ーーGPP-3323G

30-32V
0-3A

0-32V
0-3A

1.8/2.5/3.3/5V
5Aー

CH3は設定値固定

GPP-4323G

40-32V
0-3A

0-32V
0-3A

0-5V
0-1A

0-15V
0-1A

ー

B.

GPP-4323G
GPPシリーズはドロッパ方式採用の低ノイズ・低リップルの多出力・高分解能直流安定化電源です。全モデルに電子負荷機能を搭載し(CH1及びCH2、GPP-1326GはCH1のみ)１台で電源供給・放電動作が可能となりました。バッテリーの充放電試験や、標準搭載した各種通信インタフェース・シーケンス等の豊富な機能により様々な試験に対応できる仕様となっています。

多チャンネル＆高分解能設定 ・ 測定
読取分解能
電圧分解能︓0.1ｍV
電流分解能︓0.1ｍA︓0.2ｍA(GPP-1326G)
設定分解能
Ⅴset 電圧分解能︓1ｍV
Ⅰset 電流分解能︓0.1ｍA︓0.2ｍA(GPP-1326G)
確度(設定/読取）
電圧︓±(0.03% setting/reading + 10ｍV )電流︓±(0.3% setting/reading + 10ｍA )

本器の各出力は、設定/読み取り(モニター表示)
共に高分解能できめ細かい制御が可能となっており、10キーの採用で設定もダイレクトに容易に行うことができます。各チャンネル間はアイソレーションされており、それぞれ独立して操作が可能で、出力ON/OFFは個別と一括で制御が可能です。

C.

直列・並列トラッキング動作
GPP

従来
DC1＋－+Load

DC1-

従来＋－+Load

DC1-

GPP+＋－

DC1-＋－+-

Load

DC2＋－+
DC2-＋－+
DC2＋－

DC2--＋－+-

直列接続

並列接続
前モデルでも好評の内部接続での直列/並列接続をGPPシリーズでも搭載しました。
通常の電源２台による直列/並列接続では、２台の間の相互接続が別途必要でしたが、内部での接続切替機能を設けることにより相互の外部接続を不要とし、より簡単に行えるようになっています。(GPP-1326G除く)

D.

Load+

電子負荷機能E.

直列/並列の設定はキーによる簡単操作

多彩な表示機能

充電放電

CH1とCH2は電子負荷モードに切り替え可能です。電子負荷機能は最大50WでCV/CC/CRの３つのモードに対応し、CVモードでは最大32VまでのCV動作、CCモードでは最大3.2AまでのCC動作、CRモードでは最大1kΩまでのCR動作に対応しています。また、CH1を直流安定化電源として出力させながらCH2を電子負荷として動作させる等の混在した動作も可能です。(GPP-1326Gは最大6.2A,100W)

F.

シーケンス

4.3インチのカラー液晶画面で多彩な表示が可能となりました。
通常の数値表示の他に、出力のモニター波形でのグラフ表示も可能となっています。

G.

出力レコード.

CH1とCH2にシーケンス出力機能を搭載しています。シーケンス機能
はステップ毎に電源出力の電圧・電流を設定し順番に実行していく機能で、電子負荷機能(CV/CC)も動作が可能となっています。ステップ
時間幅は1～300秒の間で設定でき、最大ステップ数は2048。連続する変化には８つの基本形状(ランプ波等)が内蔵されていますので容易に編集が可能です。編集したシーケンスデータは10個まで内部に保存可能で、USBメモリを使用してCSVファイルでの保存・読込も可能となっています。 （電源⇔電子負荷の切替はできません）

H.

通信インタフェース ＆ プログラマブルI/O
通信インタフェースとして、RS-232C、USB、LAN、GP-IBを標準装備しています。
リモートコントロール用のプログラマブ
ルI/Oは５つのポートがあり、入力/出力のどちらにも設定することができます。
入力設定時は各チャンネルのON/OFF制
御、電源/電子負荷モードの切替等をH/Lで制御できます。出力設定時には設定した電源の状態（電圧、電流、電力、ON/OFF）を満たしたときに信号を出力させる動作が可能です。

長時間の出力確認等の為に、出力電圧・電流値のレコード機能を持っています。インターバルは1～300秒の間で設定でき、最大で204800レコードの記録が可能です。(USBメモリ使用時)
記録結果は、内部メモリまたはUSBメモリ(.CSV)へ書き込みが可能です。
※GPP-3323GのCH3は、本機能は使用できません。

I.

USB給電ポート

GPP-3323GのCH3は、USB端子を通じてのUSB給電ポートとしての出力が可能です。(最大3A)。
※CH3の電源端子との併用は、USBポートと合わせて5Aまでです。

定格
出力範囲

定電圧特性
(CV)

定電流特性

(CC)

設定分解能
トラッキングモード(CH1,CH2)

CH3仕様(GPP-3323Gのみ)

表示

電子負荷特性CH
電圧電流
直列接続時電圧
並列接続時電流
入力変動
負荷変動

GPP-1326G
CH1
0~32V
0~6A
―

GPP-2323G
CH1
CH2
0~32V
0~32V
0~3A
0~3A
0~64V
0~6A

GPP-3323G
CH1CH2CH30~32V
0~32V
1.8/2.5/3.3/5.0 V
0~3A0~3A
5A0~64V―0~6A

GPP-4323G
CH1CH2CH3CH40~32V 0~32V
0~5V 0~15V
0~3A
0~3A
0~1A
0~1A
0~64V
―0~6A

(≧0.1V かつ ≧0.1A)(≧0.1V かつ ≧0.1A)(≧0.1V かつ ≧0.1A)≦0.01％+3mV≦0.01％+3mV(定格電流≦3A); ≦0.02％+5mV(定格電流>3A)
リップルノイズ(5Hz~1MHz)≦500μVrms≦350μVrms≦350μVrms≦2mVrms≦350μVrms≦1mVrms
過渡応答時間≦100μs≦50μs≦50μs≦100μs≦50μs≦50μs入力変動≦0.2％+3mA
負荷変動≦0.2％+3mA
リップルノイズ≦4mArms≦2mArms≦2mArms≦2mArms
電圧1mV
1mV
1mV
―1mV
電流
0.2mA
0.1mA
0.1mA
―0.1mA
トラッキング誤差
マスター機の≦0.1％+10mV (0～32V,無負荷時)、（負荷有り時, 負荷変動≦100mV)
並列
入力変動︓≦0.01％+3mV
負荷変動︓≦0.01％+3mV(定格電流≦3A);≦0.02％+5mV(定格電流>3A)
直列
入力変動︓≦0.01％+5mV; 負荷変動︓≦100mV
リップルノイズ≦1mVrms, 5Hz~1MHz
出力電圧1.8V / 2.5V / 3.3V / 5.0V,±5% 設定値固定(切替可)
出力電流
5A 設定値固定
入力変動
≦3mV
負荷変動
≦5mV
リップルノイズ2mVrms(5Hz~1MHz)
過渡応答時間100μs
USB ポート出力
1.8V / 2.5V / 3.3V / 5.0V,±0.35V,3A
電圧分解能
0.1mV
0.1mV
0.1mV
0.1mV
電流分解能
0.2mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
設定確度 電圧≦±(0.03%+10mV) ≦±(0.03%+10mV) ≦±(0.03%+10mV)≦±(0.03%+10mV)―電流≦±(0.30%+10mA) ≦±(0.30%+10mA) ≦±(0.30%+10mA)≦±(0.30%+10mA)
読取確度 電圧≦±(0.03%+10mV) ≦±(0.03%+10mV) ≦±(0.03%+10mV)≦±(0.03%+10mV)
電流≦±(0.30%+10mA) ≦±(0.30%+10mA) ≦±(0.30%+10mA)≦±(0.30%+10mA)
CH数1222
電力範囲
0~100.00W
0~50.00W
0~50.00W
0~50.00W
電圧範囲
1~33.00V
1~33.00V
1~33.00V
1~33.00V
電流範囲
0~6.200A
0~3.200A
0~3.200A
0~3.200A
CVモード
1.500V~33.00V
1.500V~33.00V
1.500V~33.00V
1.500V~33.00V
分解能
10mV
10mV
10mV
10mV
設定確度 / 読取確度
≦0.1%+30mV≦0.1%+30mV≦0.1%+30mV≦0.1%+30mV――
CCモード
0～6.200A
0～3.200A
0～3.200A
0～3.200A
分解能
1mA
1mA
1mA
1mA
設定確度 / 読取確度
≦0.3%+10mA≦0.3%+10mA≦0.3%+10mA≦0.3%+10mA
CRモード
1Ω~1kΩ
1Ω~1kΩ
1Ω~1kΩ
1Ω~1kΩ
分解能
1Ω1Ω1Ω1Ω
設定確度 / 読取確度
≦0.3%+1Ω
≦0.3%+1Ω
≦0.3%+1Ω
≦0.3%+1Ω
(≧0.1V かつ ≧0.1A)

動作環境・一般仕様
シャーシ- 出力端子間≧20MΩ（DC 500V）
絶縁抵抗
シャーシ- AC入力端子間 ≧30MΩ（DC 500V）
動作温度 / 保存温度
0~40℃ / -10~70℃
動作環境
動作湿度 / 保存湿度≦80% RH / ≦70% RH
インタフェース RS-232C, USB(仮想COM), LAN, GP-IB, 外部制御
入力電圧AC100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz
寸法、質量213(W) x 145 (H) x 312(D)mm ; 約 7.5kg

付属品
ユーザーマニュアル CD×１,テストリード

電源コード ×１

GPP-1326G︓GTL-104A×1, GTL-105A×1
GPP-2323G︓GTL-104A×2
GPP-3323G︓GTL-104A×3
GPP-4323G︓GTL-104A×2, GTL-105A×2

h t t p : / / w w w . d a i i c h i - k a g a k u . c o . jp /本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

2019.08.19 JGPP1908N (TTC050) Printed in Japan.