クランプオンパワーロガー PW3360

CLAMP ON POWER LOGGER PW3360

使いやすさを実感。電力管理をサポート

設定ナビ

搭載！

高調波機能付きモデル

PW3360-11■ 現場でわかる「デマンド , 時系列グラフ表示」■ 単相から三相４線、400V ラインまで対応

確実な測定は、結線で決まります
設定ナビ機能が確実な接続をサポート。
接続状態をリアルなグ
ラフィック画面でご案内します。

・最大測定電圧 780V、表示範囲も 1000V を実現
・単相２線では 3 回路同時に測定ができます。（同一電源系統において）■ 広がる用途、漏れ電流測定も可能
・オプションのクランプオンリークセンサを用いて、最小 50.000mA
レンジから漏れ電流の測定ができます。

■ SD メモリカードに長期保存可能■ 遠隔計測サービス対応
・離れた場所の測定値をオフィスでモニタリングできます。

2

設定ナビではじめましょう
結線・クランプ・保存先を選択したら接続です
例：三相３線２電力計法表示とコードの1

色合わせで本体にコードを接続

確実に接続

2 電圧クリップを接続

▼

PASS

FAIL
電圧入力と相順をダブルチェック

3

結線状態

チェック
判定表示

その時は

FAIL 箇所にカーソル移動して[ 決定 ] キーを押します。

修正ポイントクランプセンサを接続をお知らせ！
電流レンジを選択

結線間違い例（クランプ方向）

正しい
方向

電源側

結線画面での表示例

逆正I ベクトルの位相方向が判定エリアの逆を向いている。

I ベクトルの位相方向が判定エリアの範囲を向いている。

▶

負荷側
矢印を負荷側に向ける

測定値への影響は、
例）

I1 のクランプを修正

P 0.8kWDPF（力率）値が非常に低く表示される DPF 進み 0.12
P（電力）値が低く表示される

P 11.4kW
DPF 遅れ 1.00

3

電力使用状況が一目瞭然 ! グラフ表示機能■ デマンドグラフ表示
電力管理に便利なデマンド値の推移を表示。

太陽光の発電状況調査例

記録時間中の最大デマンド値と発生時刻も確認できます。
P dem+(kW)

カーソル 読取り値

買電

有効電力デマンド値

消費分（P dem+）

時間

表示切替

▼

◀ 最大デマンド値

P demkW

最新値に自動更新

30 分インターバルで 1 日のグラフ表示（48 個）■ 時系列グラフ表示

時間

売電 有効電力デマンド値 回生分（P dem-）

変化を逃さず記録

全測定項目の中から１項目を選択 * してグラフ表示。
機器の運転状況による電力などの変動を、カーソルで読取り現場で確認することができます。

保存項目を「全て」にすると、記録間隔が長くても変化を捉える「記録間隔内の最大値 / 最小値 / 平均値の記録」を行い変動記録に便利です。
200ms 間隔のギャップ無し連続演算* デマンド・高調波を除く

カーソル 読取り値
記録間隔 (1秒〜 60 分 )

最大値

最大値

インターバル内の

平均値

最大値

平均値

平均値
最小値
をグラフ表示288 点までのインターバル数をグラフ表示（５分インターバルで 24 時間分を表示）

測定値(1 項目選択）

最新値に
自動更新

最小値

最小値
3 つのデータを記録

時間

3 つのデータを記録

省エネ活動による効果の確認をパソコンで指定のインターバル時間で消費電力 を SD カ ー ド * に 記 録。 デ ー タをパソコンで読み込みます。

改善前と改善後を Excel でグラフ処理

SD
カード
に記録

*1 分インターバルで最大保存期間 1 年まで可能。 HIOKI 純正オプション品の SD カード以外のメディアは 動作保証外となります。

4

さまざまな現場をサポート■ 狭いキュービクルの中でも設置できるポータブル設計

小型
軽量

4.8 cm10 cm
電流センサ
狭い場所でも簡単設置

18 cm

薄暗い
現場で 見やすいカラー液晶画面

AC フレキシブルカレントセンサ
CT9667-01, -02 ( オプション )■ AC 電源を取れない場所で駆動を可能にする３電源バッテリ * を取付け、約 8 時間の連続使用が可能となりました。

バッテリ装着他にも電源供給アダプタ * により、測定ラインからの電源供給

8 時間
動作

（AC100 〜 240V）も可能です。
＊バッテリセット PW9002、電源供給アダプタ PW9003 は別売オプションです。

▶
電源供給

PW9002アダプタ
電源
PW9003

R
S
T

測定ラインから電源供給■ 温度環境の厳しい現場で■ 端子に挟みづらい場所で使用温度範囲が -10℃〜 50℃と広くなりました。バッテリ

ワニ口クリップで金属端子部を挟みづらい場合は、電圧コード

駆動時でも 0℃〜 40℃の広範囲で測定可能です。

L9438-53 の先端部をマグネットアダプタに交換して電圧を(LAN 通信時は 0 〜 50℃）

検出できます。

50℃＊マグネットアダプタは別売オプションです。

マグネットアダプタ（赤）9804-01 使用例

先端の磁石部

9804-01（赤１個）￥3,000（税抜き）
標準対応ネジ：M6 ナベネジ
マグネット付きストラップ Z5004 使用例-10℃

クリップが電圧コードの自重で金属端子から外れや す い 場 合、Z5004 で
電圧コードを補助して設置できます。

5

さらに、うれしい機能を搭載
漏れ電流 同時測定

電力 + 漏れ電流測定が調査の視野を広げますオプションの漏れ電流測定用のクランプオンリークセンサと共用できるため、電力と同時記録で漏電調査が実現しました。

３チャネル漏れ電流ロガーとして負荷 負荷 負荷

電源

負荷

電源
電力測定

漏れ電流測定＜接続例＞
３P3W2M+ 漏れ電流 1ch

200ms ごとの連続演算処理により、間欠漏電の簡易調査にも役立ちます。
（保存インターバルの項目：平均・最大・最小を選択）
基本波実効値を確認することで、50/60Hz 成分の漏れ電流も確認できます。

RMS

漏れ電流
表示

高調波成分を含んだ RMS 値

FND

基本波（50Hz または 60Hz 成分）RMS 値

PEAK

ピーク値（波高値）

パルス入力 / 出力

同時測定
負荷

電源

同一系統の単相２線負荷を３回路同時測定できます。

温度計測

パルス出力

▶

▶

パルス入力機能で、電力データと生産数量のカウント情報を同時に記録できます。
電力データとパルス量（生産量）から
原単位管理に役立ちます。

パルス出力機能で、データロガーなどで温度データとパルス（電力量）データを同時取得。空調の温度制御と消費電力の関係を把握できます。

WHM（電力量計）結線確認

結線画面を見ながら簡単接続

三相３線の使用例（PW3360 の場合）
kWh

負荷 負荷 負荷

パルス入力

電源

データロガー

結線チェック機能で培ったノウハウを活かし、電圧の大きさ、電流の大きさ、位相などの情報をもとに「PASS」、「FAIL」を判定します。
総合判定結果を画面コピーして SD カードに保存できます。

結線キー
確認方法は簡単
結線キーを押すだけ判定設定で基準を変更

F1

F3

判定詳細で内容を確認
電圧入力、電圧バランス、周波数、電流入力、電圧位相（1P2W 以外）、電流位相（三相のみ）、
位相差、力率（0.5 以下の場合、CHECK マーク表示）、
すべての確認結果が PASS または CHECK で
総合判定が PASS 表示します。

6

高調波機能付きモデル

PW3360-11

50Hz/60Hz 電源ラインの電圧や電流に含まれる高調波成分を基本波から 40 次まで解析できます。
・各次高調波の実効値、含有率、位相角を表示 （数値リスト、グラフ表示）
・電力位相角のベクトル表示

高調波グラフ画面

電力位相角ベクトル画面

SD メモリカードにインターバル時間毎に最大・平均・最小値をバイナリ形式で保存することができます。
パソコンでの表示にはパワーロガービューワ SF1001 が必要です。

SF1001 での表示例

高調波の時系列表示
電流高調波の基本波・第３次・第５次を選択して時系列グラフで表示

フリーソフトウェア（HIOKI ホームページより無償ダウンロードできます）
こんな事が出来る

Excel グラフ
自動作成

■ 保存データを本体から表示項目の選択

直接取り込み（USB/LAN 接続）■ 保存データを
Excel 形式でグラフ化■ PC から PW3360
本体へ設定条件を転送■ 印刷機能表示期間の選択
インターバルを指定
表示を更新

パワーロガービューワ SF1001 ( 別売りオプション )
保存したデータを表示、集計、解析、印刷へと展開

積み重ねグラフの表示例
複数の箇所で測定した電力の消費量を一つのグラフにまとめて表示できます。
電力が多く消費されている時間帯と場所を一目で確認できます。

■ 時系列グラフ表示■ 印刷機能■ レポート印刷機能

B
C

電源

■ コピー機能測定

電源■ 日報・週報・月報表示A

電源■ 帳票表示

測定

測定

空調

C
B

A

7

現場とオフィスをつなげる、遠隔計測サービス 別売オプション
リアルタイムに測定データをオフィスで可視化

遠隔計測サービス SF4101
ベーシック版￥99,800（税抜き）（スターターセット）

測定データの可視化へ
出張回数が減りコスト削減
早期データ解析、対策までの時間短縮

ライセンス ￥5,800（税抜き）（ベーシック版 1 ヶ月分）
ライセンス ￥68,000（税抜き）（ベーシック版 12 ヶ月分）
遠 隔
モニタ

遠 隔
ロギング

遠隔計測サービス SF4102
プロ版 ￥128,000（税抜き）（スターターセット）
ライセンス￥11,600（税抜き）

ライセンス￥136,000（税抜き）（プロ版 1 ヶ月分）

（プロ版 12 ヶ月分）
遠 隔
モニタ

オフィス

現場

遠 隔
ロギング

ファイル 遠隔操作
取 得 （設定）

本サービスは、日本国内専用です。日本国外にゲートウェイを設置して使用することはできません。各サービスの価格は 【携帯通信回線使用料】 【クラウド使用料】 すべて込みの定額使用料です。

5 分で始められる、簡単ステップ

ゲートウェイにアンテナ接続します。

AC アダプタ接続、LEDが 3 つ点灯。

ゲートウェイ、携帯電話回線、クラウドの手続き不要

測定器の IP アドレス
設定、測定器に LAN
ケーブルを接続。

LAN ケーブル接続 LED
4 つ目が点灯します。

インターネットブラウザ
でウェブサイトを開く。
アカウント他、入力して
ログイン。

▲

詳しい説明動画は、
こちらから
ご覧下さい

事例：トレンドグラフ表示で変化の推移をモニタリング

太陽光発電システムの稼働状況測定
複数の拠点に分散した太陽光発電システムの各種データを、ロガーや電力計で計測して SF4101 または SF4102 により収集し、稼働状況を把握します。

ゲートウェイは NTT docomo 社の 3G 回線（MVNO 事業者のソラコ
ム社提供）を利用してインターネットに接続します。携帯電話の電波の届く場所にゲートウェイを設置してください。

携帯電話回線

拠点 A
太陽光パネル

携帯電話回線

インターネット回線

現場に出張しなくても現在値のモニタリングや 1 分ごとのデータの変化をト
レンドグラフで確認できます。データ
は CSV 形式で出力、報告書の作成を早期に実現します。

拠点 B
太陽光パネル

接続箱

遠隔計測サービス

接続箱

パワーコンディショナ
パワーコンディショナ

商用電源系統商用電源系統クランプオンパワーロガー

PW3360

クランプオンパワーロガー

PW3360SF4101, SF4102

8■ PW3360-10/ -11 共通仕様

色文字 PW3360-11 のみ対応 確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年 , 23℃ ±5℃ , 80％ rh 以下（結露なし）

入力仕様

測定仕様

測定ライン
単相２線、単相３線、三相３線、三相４線測定ライン周波数 50/ 60Hz
チャネル数
電圧３CH/ 電流３CH
電圧レンジ
AC 600 V 単一レンジ
表示範囲：5 V 〜 1000 V（5 V 未満は 0 V 表示）
電圧実効値が 0 V の場合、高調波電圧は全次数 0 表示
有効測定範囲：90 V 〜 780 V、ピークは ±1400 V
オーバーレンジの場合、[OVER] 警告表示
電流レンジ
負荷電流
クランプ 9694: 500m/ 1/ 5/ 10/ 50 A
クランプ 9695-02 : 500m/ 1/ 5/ 10/ 50 A
クランプ 9660: 5/ 10/ 50/ 100 A
クランプ 9695-03 : 5/ 10/ 50/ 100 A
クランプ 9661: 5/ 10/ 50/ 100/ 500 A
クランプ 9669: 100/ 200/ 1k A
フレキシブル CT9667-01 : 50/ 100/ 500/ 1k/ 5k A
フレキシブル CT9667-02 : 50/ 100/ 500/ 1k/ 5k A
フレキシブル CT9667-03 : 50/ 100/ 500/ 1k/ 5k A
漏洩電流
リーククランプ 9657-10 : 50m/ 100m/ 500m/ 1 / 5 A
リーククランプ 9675
: 50m/ 100m/ 500m/ 1 / 5 A
表示範囲：レンジの 0.4％〜 130％（0.4％未満は 0A 表示）
電流実効値が 0A の場合、高調波電流は全次数 0 表示
有効測定範囲：レンジの 5％〜 110％
ピークは ±400％ , ただし最大レンジは ±200％
オーバレンジの場合、[OVER] 警告表示
電力レンジ
300.00 W 〜 9.0000 MW

結線

電圧 / 電流レンジと測定ラインの組合せによる（測定レンジ構成表参照）

単相２線（1P2W, 1P2W× ２回路 , 1P2W× ３回路）
単相３線（1P3W, 1P3W+I, 1P3W1U, 1P3W1U+I）
三相３線（3P3W2M,3P3W2M+I, 3P3W3M）
三相４線（3P4W）、電流のみ １〜３CH
電力・電流
1P3W+I：電力１回路 + 電流 1CH（漏れ電流 1CH）
同時測定モード 3P3W2M+I ：電力１回路 + 電流 1CH（漏れ電流 1CH）
演算選択
力率・無効電力・皮相電力：実効値演算 / 基本波演算
測定確度
電圧：±0.3% rdg. ±0.1% f.s.
（50/60Hz、
電流：±0.3% rdg. ±0.1% f.s. + クランプセンサ確度
力率 =1 において） 有効電力：±0.3% rdg. ±0.1% f.s. + クランプセンサ確度
・クランプオンセンサ 9661 の確度 : ±0.3% rdg. ±0.01% f.s.
（クランプセンサにより異なります。機種毎の確度は 10 ページ、PW3360 とクランプセンサ組合せ確度は 11 ページを参照願います）
表示更新レート 約 0.5 秒（SD カード・内部アクセス、LAN・USB 通信時を除く）
ただし、電力量関係は約 1 秒
測定方式
ディジタルサンプリング・ゼロクロス同期演算方式
サンプリング：10.24kHz（2048 ポイント）
演算処理：50Hz：10 周期にてギャップ無しの連続測定
60Hz：12 周期にてギャップ無しの連続測定
A/D コンバータ分解能 16bit
測定項目
電圧
電流
電力

デマンド

表示範囲：レンジの 0％〜 130％

（電圧 / 電流の実効値が 0 の場合は 0W 表示）

電圧実効値・電流実効値が 0 の場合、高調波有効電力・高調波無効電力は全次数 0 表示
有効測定範囲：レンジの 5％〜 110％
VT 比設定任意（0.01 〜 9999.99）
選択（1/60/100/200/300/600/700/1000/2000/2500/5000）
CT 比設定任意（0.01 〜 9999.99）
選択（1/40/60/80/120/160/200/240/300/400/600/800/1200）
入力方式
電圧：絶縁入力（U1, U2, U3, N の間非絶縁）
電流：クランプセンサによる絶縁入力
入力抵抗
電圧入力部：約 3MΩ ±20％（50/ 60Hz）
端子間最大定格電圧 電圧入力部： AC 1000 V, 1400 Vpeak
電流入力部： AC 1.7 V, 2.4 Vpeak
対地間最大定格電圧 電圧入力部： 600 V 測定カテゴリⅢ
300 V 測定カテゴリⅣ
電流入力部： 使用するクランプセンサによる高調波仕様（PW-3360-11 のみ）
規格
IEC61000-4-7:2002 準拠 , ただし中間高調波なし
ウインドウ幅50Hz：10 周期 , 60Hz：12 周期（補間あり）
ウインドウのポイント数 レクタンギュラ 2048 ポイント
解析次数
第 40 次まで
THD 演算選択 THD-F/THD-R
高調波レベル：電圧・電流・電力の各次高調波レベル
解析項目（3P3W2M 結線時の３チャンネル目の演算で求める U12,I12 は表示しません。3P3W3M 結線時は相電圧を使用します。）

測定確度

高調波含有率：電圧・電流・電力の各次高調波含有率
高調波位相角：電圧・電流・電力の各次高調波位相角
総合高調波歪率：電圧・電流（THD-F または THD-R）
高調波レベル1 〜 15 次 ： ±5% rdg. ±0.2% f.s.
16 〜 20 次 ：±10% rdg. ±0.2% f.s.
21 〜 40 次 ：±20% rdg. ±0.3% f.s.
電流 , 電力の場合はクランプセンサの確度を加算
高調波電力位相角
1〜3次：±3° + クランプセンサ確度
4 〜 40 次 ：±0.1° ×k±3° + クランプセンサ確度
各次の高調波電圧レベル 6V、高調波電流レベルは1％ f.s. 以上において規定
総合高調波歪み率：確度規定なし

高調波

実効値、基本波値、波形ピーク（絶対値）、基本波位相角、周波数（U1）
実効値、基本波値、波形ピーク（絶対値）、基本波位相角
有効・無効・皮相電力 , 力率または変位力率（遅れ / 進み表示あり）
有効電力量（消費 , 回生）、無効電力量（遅れ , 進み）
電気料金表示（有効電力量（消費）に電気料金単価 (/kWh) を乗算）
有効電力デマンド値（消費 , 回生） 無効電力デマンド値（遅れ , 進み）
有効電力デマンド量 （* 消費,回生） 無効電力デマンド量 （* 遅れ,進み）
力率デマンド値 パルス値 *SD メモリカードへのデータ出力のみ
高調波電圧・電流・電力レベル、含有率、位相角、
総合高調波歪み率（THD-F または THD-R）

測定画面
一覧

電圧実効値、電流実効値、周波数、有効電力、無効電力
皮相電力、 力率または変位力率、 有効電力量（消費）
経過時間[1P2W] 時は２回路、３回路の切替可能[ 電流のみ（×1、× ２、× ３）] 時は電流値を１画面表示
電圧・電流詳細 電圧実効値、電圧基本波値、電圧波形ピーク、電圧基本波位相角
電流実効値、電流基本波値、電流波形ピーク、電流基本波位相角
電力詳細ch 毎および総合の有効・無効・皮相電力、力率または変位力率
電力量
有効電力量（消費 , 回生）、無効電力量（遅れ , 進み )記録開始時刻、停止時刻、経過時間、電気料金
デマンド
有効電力デマンド値（消費 , 回生 )、無効電力デマンド値（遅れ , 進み）
力率デマンド値、パルス入力、の切替
最大有効デマンド値・発生時刻を表示（最大 48 個までのインターバルデータ数を内部保存、以降は古いデータから更新）

高調波
波形
拡大
時系列

グラフ（電圧・電流・電力のレベル、含有率、位相角）
リスト（電圧・電流・電力のレベル、含有率、位相角）
電圧 / 電流波形 / 電圧・電流実効値、周波数を表示
４項目を選択して拡大表示
測定項目から１項目選択表示（デマンド・高調波を除く）
最大値 / 平均値 / 最小値を表示、カーソル計測可能（注意：時系列データ表示の停電時バックアップ機能なし）

記録仕様
保存先
SD カード、内部メモリ（容量：約 320KB）
保存インターバル 1/2/5/10/15/30 秒、1/2/5/10/15/20/30/60 分＊ PW3360 本体の設定画面に保存可能時間表示あり
時間
保存項目
測定値保存：平均値のみ / 平均・最大・最小
高調波データ保存：バイナリ形式（平均・最大・最小）
画面コピー：インターバル時間毎に表示画面を BMP 保存（最短インターバル時間 5 分、5 分未満の設定の場合、画面コピー
は 5 分毎に保存）

波形保存：波形データをバイナリ保存（最短インターバル時
間 1 分、1 分未満の設定の場合、波形は 1 分毎に保存）

記録開始方法記録停止方法

ぴったり時間 / 手動 / 時刻指定 / 繰返し：記録時間帯（00:00 〜 24:00）・フォルダ分割（OFF/ 日 / 週 / 月）
手動 / 時刻指定 / タイマ / 繰返し（最長記録測定期間 1 年）

9

■ PW3360-10/ -11 共通仕様

色文字 PW3360-11 のみ対応

基本仕様

■ パワーロガービューワ SF1001 仕様
一般仕様

製品保証期間表示体

3 年間
3.5 型 TFT カラー液晶ディスプレイ（320×240 ドット）日本語 / 英語 / 中国語（簡体字）/ ドイツ語 /イタリア語 / フランス語 / スペイン語 / トルコ語
バックライト AUTO OFF 機能あり（2 分で動作）
AUTO OFF 時は、PowerLED 点滅
使用場所
屋内 , 汚染度２, 高度 2000m まで
使用温湿度範囲 -10℃〜 50℃ , 80% rh 以下（結露しないこと） LAN 通信時：0℃〜 50℃ , 80%rh 以下
バッテリ動作時： 0℃〜 40℃ , 80%rh 以下
バッテリ充電時：10℃〜 40℃ , 80%rh 以下
保存温湿度範囲 -20℃〜 60℃ , 80% rh 以下（結露しないこと） ただしバッテリは -20℃〜 30℃ , 80% rh 以下
耐電圧
AC4.29kVrms 電圧入力端子 - 外部端子間
50/ 60Hz, 60 秒間
適合規格
安全性：EN61010, EMC：EN61326, EN61000-3-2, EN61000-3-3
電源（1）AC アダプタ Z1006：AC100 〜 240V（50/60Hz）
最大定格電力：40VA（AC アダプタ含む）（2）バッテリパック 9459（Ni-MH 電池）：連続使用時
間 約 8 時間（バックライト OFF）最大定格電力：3VA
充電機能
充電時間：最大 6 時間 10 分（23℃において）読み込み対応機種 PW3360, PW3365, 3169, 3168
読み込み対応データ PC に 取 り 込 み 済 み の LR5000 Utility の デ ー タ（.hrp2 形式）を読み込み可能
Windows 8/8.1 (32/64bit）
Windows 7 SP1 以上 (32/64bit）
パソコン対応 OS
Windows Vista SP2 以上（32bit）
Windows XP SP3 以上（32bit）

バッテリパック 9459 装着状態で AC アダプタを接続することにより充電可能（本体電源 ON/OFF どちらでも充電可能）
バックアップ電池寿命 時計・設定条件バックアップ用（リチウム電池）：約 10 年（23℃参考値）

外形寸法
質量
付属品

約 180 Ｗ╳ 100H ╳ 48D mm（PW9002 装着なし）
約 180 Ｗ╳ 100H ╳ 67.2D mm（PW9002 装着時）550g（PW9002 装着なし）, 830g（PW9002 装着時）
電圧コード L9438-53 ×1 ( 黒・赤・黄・青 ), AC アダプタ
Z1006 ×1, USB ケーブル (0.9 m) ×1, 取扱説明書 ×1, 測定ガ
イド ×1, カラークリップ ( 赤黄青白各 2 個 , クランプセンサ
色区別用 ) ×1 セット, スパイラルチューブ ×5 ( クランプセン
サコード結束用 )外部インタフェース仕様
SD メモリカード 設定データ , 測定データ , 画面データ , 波形データ
LAN インタフェース 10BASE-T/100BASE-TX IEEE802.3 準拠
・HTTP サーバ機能（Web ブラウザで遠隔操作、表示モニタ可能）
・SF4102 による測定ファイル取得
USB インタフェース USB Ver 2.0, Windows 10 (32/64bit)/ 8 (32/64bit)/
7 (32/64bit) / Vista (32bit)/ XP・コンピュータと接続時、SD メモリカードと内部メモリを
リムーバブルディスクと認識
LAN/USB 共通
通信アプリケーションソフトによる設定・データダウンロード
パルス入力
入力仕様

測定範囲
フィルタ

スケーリング

無電圧接点入力（端子間がショートからオープン時にカウント）
電圧入力（Hi: 2 〜 45V, Lo： 0 〜 0.5V, Lo から Hi 時にカウント）
端子間最大定格入力：DC45V
対地間最大定格入力：非絶縁（GND は本体と共通）
0 〜 9999（保存インターバル時間の最大パルス数）
フィルタ ON（機械式接点用）周波数 25Hz 以下
Hi 期間 /Lo 期間とも 20ms 以上
フィルタ OFF（電子式接点用）周波数 5kHz 以下
Hi 期間 /Lo 期間とも 100μ 以上
パルス数をスケーリング係数倍に換算表示
設定範囲：0.001 〜 1.000、1.000 〜 100.000

パルス出力
機能
パルスレート
パルス幅
出力信号

積算電力量測定時に有効電力量 消費分（WP+）に比例したパルス信号を出力する
OFF/ 1Wh/ 10Wh/ 100Wh/ 1kWh/ 10kWh/
100kWh/ 1000kWh（初期値：1kWh）
約 100ms
オープンコレクタ 30V・5mAmax（フォトカプラにて絶縁）
アクティブ Low

パルス入力端子機能仕様
表示項目：電圧・電流・有効電力・無効電力・皮相電力・力率・周波数・有効電力量・無効電力量・デマンド量・デマンド値・電圧不平衡率・パルス・
時系列グラフ表示 高調波（レベル / 含有率 / 位相角 / 総合値 /THD）
積み重ねグラフ表示：最大 16 系統
カーソル計測：1 カーソルによる測定値表示
表示項目は時系列グラフ表示と同様
日報 / 週報 / 月報表示：
指定した期間の日報 / 週報 / 月報を集計して表示
負荷率演算表示：
日報 / 週報 / 月報にて負荷率、需要率を演算し結果表示
帳票表示
時間帯別集計：4 区分までの時間帯を指定し、時間帯別にデータを集計
電気料金換算表示 ：指定の係数で電気料金を換算表示 ( 参考値 )CO2 換算表示 ：
指定の換算レートを使用し、CO2 換算値を表示 ( 参考値 )波形表示
指定された日時の波形データを表示
リスト表示：指定された日時の高調波データをリスト表示
高調波表示
グラフ表示：指定された日時の高調波データをバーグラフ表示
カーソル計測：波形表示、グラフ表示で測定値のカーソル計測
コピー機能
各表示を画像としてクリップボードへコピー可能
時系列グラフ表示・帳票表示・高調波表示・設定表示で表示されている内容のプレビューおよび印刷
コメント入力：各印刷で任意文字コメント挿入可
印刷機能
ヘッダ / フッタ設定：各印刷でヘッダ / フッタの設定可能
対応プリンタ：使用 OS に対応しているプリンタ（カラー / モノクロ印刷可能）設定した期間の内容（固定）を印刷
出力内容：標準 / 出力項目選択
出力可能項目：時系列グラフ / 帳票 / 日報 / 高調
レポート印刷
波リスト / 高調波グラフ / 波形
レポート作成方式：標準印刷
レポート出力設定：レポート出力設定を保存 / 読み込み

パルス出力端子

電線
適合電線

パルス
出力機器

パルス
カウンタ

単線：φ0.65 mm（AWG22）
撚線：0.32 mm2（AWG22）
素線径：φ0.12 mm 以上
使用可能電線
単線：φ0.32 mm 〜 φ0.65 mm（AWG28 〜 AWG22）
撚線：0.08 mm2 〜 0.32 mm2（AWG28 〜 AWG22
素線径：φ0.12 mm 以上
標準むき線長さ 8 mm

10■ クランプセンサ

仕様

クランプオンセンサ
9694

9660

9661

9669

9695-029695-03

CE 非対応外観
コード長 3m

コード長 3m

コード長 3m

コード長 3m測定可能導体径

φ15 mm

φ15 mm

φ46 mm定格一次電流確度
振幅（45 〜 66Hz）

AC 5 A±0.3% rdg.
±0.02% f.s.
±2° 以内AC 100 A±0.3% rdg.
±0.02% f.s.
±1° 以内AC 500 A±0.3% rdg.
±0.01% f.s.
±0.5° 以内

位相（45 〜 5kHz）
周波数特性

CE 非対応絶縁導体

絶縁導体

接続ケーブル 9219が必要です。（別売）

コード長 3m￥4,000（税込￥4,200）

φ55 mm,80×20 mm ブスバー
AC 1000 A±1.0% rdg.
±0.01% f.s.
±1° 以内

φ15 mm

φ15 mm

AC 50 A
±0.3% rdg.
±0.02% f.s.
±2° 以内AC 100 A±0.3% rdg.
±0.02% f.s.
±1° 以内±1.0% 以内

±2.0% 以内

±1.0% 以内

0.1A 相当以下

1A 相当以下

0.1A 相当以下

導体位置の影響
対地間最大定格電圧
最大入力電流±0.5% 以内
CAT Ⅲ 300 V rms CAT Ⅲ 300 V rms CAT Ⅲ 600 V rms±1.5% 以内
CAT Ⅲ 600 V rms±0.5% 以内
CAT Ⅲ 300 V rms

寸法（mm）
質量

46 Ｗ╳ 135H ╳ 21D 46 Ｗ╳ 135H ╳ 21D 78 Ｗ╳ 152H ╳ 42D
230 g
230 g
380 g

40Hz 〜 5kHz
（確度からの偏差）

外部磁界の影響（AC 400 A/m の磁界にて）（45 〜 66Hz）

50 A 連続

130 A 連続

550 A 連続

AC フレキシブルカレントセンサ
CT9667-01

10Hz 〜 20kHz（AC 400 A/m の磁界にて）導体位置の影響
対地間最大定格電圧
最大入力電流（45 〜 66Hz）

寸法（mm）
質量
電源■ 保存可能時間

99.5 Ｗ╳ 188H ╳ 42D
590 g

φ100 mm

130 A 連続

50.5 Ｗ╳ 58H ╳ 18.7D
50 g

CT9667-02

CT9667-03

9657-10センサ - 回路： 2m
回路 - コネクタ：1m

センサ - 回路： 2m
回路 - コネクタ：1m

φ180 mm
φ254 mm
AC 500 A/ AC 5000 A±2.0% rdg ±0.3% f.s.
±1° 以内±3dB 以内
1.5%/ f.s. 以下±3% 以内CAT Ⅲ 1000 V rms, CAT Ⅳ 600 V rms
10000A 連続
回路ボックス部 35W×120.5H×34D
280 g
470 g
単３形アルカリ乾電池（LR6）×2、または、別売り AC アダプタ 9445-02 ￥6,300（税抜き）

コード長 3m測定可能導体径
φ40 mm定格一次電流AC 10 A*
確度 振幅（45 〜 66Hz） ±1.0% rdg ±0.05% f.s.
位相（50 または 60Hz）±3° 以内周波数特性
40Hz 〜 5kHz
±5％ 以内（確度からの偏差）
外部磁界の影響最大 7.5 mA（AC 400 A/mの磁界にて）導体位置の影響測定可能導体最大入力電流（45 〜 66Hz）

寸法（mm）
質量
備考

9675

絶縁導体

外観
センサ - 回路： 2m
回路 - コネクタ：1m（確度からの偏差）
外部磁界の影響

60 A 連続

クランプオンリークセンサ（漏れ電流測定専用）

外観測定可能導体径
定格一次電流確度
振幅（45 〜 66Hz） 位相
周波数特性1000 A 連続

絶縁導体

コード長 3m

φ30 mm
AC 10 A*
±1.0% rdg ±0.005% f.s.
±5° 以内±5％ 以内
最大 7.5 mA±0.1% 以内
絶縁導体

±0.1% 以内
絶縁導体

30 A 連続

10 A 連続

74 Ｗ╳ 145H ╳ 42D 60 Ｗ╳ 112.5H ╳ 23.6D
380 g
160 g
電力測定には使用できません*PW3360-10 では測定レンジ AC5A max です。

PW3360-10/PW3360-11 ＆ SD メモリカード 2GB

Z4001 使用時

測定条件：結線 【3P3W2M】

保存項目：すべて（平均値・最大値・最小値の保存） 画面コピー保存：OFF、波形保存：OFF

保存期間
インターバル PW3360-10
PW3360-11
時間
PW3360-11（高調波保存あり）（高調波保存無し）
1秒
15.9 日24.7 時間2秒
31.9 日2.1 日5秒
79.7 日
5.1 日
10 秒
159 日
10.3 日
15 秒
242 日
15.4 日保存期間
インターバル PW3360-10
PW3360-11
時間
PW3360-11（高調波保存あり）（高調波保存無し）
30 秒
1年
30.8 日1分
1年
61.7 日
2分
1年
123 日
5分
1年
308 日
10 分以上1年
1年

保存可能時間は PW3360-10,PW3360-11
本体の設定画面で確認することができます。
なお、測定データの最大ファイルサイズは
約 200MB です。それを超えると別のファイルを作成し、保存していきます。
< 参考 >
PW3360-10/PW3360-11 の 最 長 記 録
時間は 1 年です。

11

■ 測定レンジ構成
電流
電圧

結線
1P2W
1P3W
1P3W1U
600.00 V
3P3W2M
3P3W3M
3P4W

クランプオンセンサ 9694（CAT Ⅲ 300 V）*1
クランプオンセンサ 9695-02（CAT Ⅲ 300 V）
500.00 mA 1.0000 A 5.0000 A
10.000 A
50.000 A
300.00 W
600.00 W 3.0000 kW 6.0000 kW 30.000 kW

表示範囲

600.00 W

皮相電力（S）, 無効電力（Q）のレンジ構成は同様、それぞれ単位が [ VA ] [ var ] となります。

1.2000 kW

6.0000 kW

12.000 kW

電圧は 5 V 〜 1000 V の範囲で表示、5 V 未満は 0 V 表示
電流は 0.4% 〜 130％の範囲で表示 0.4％未満は 0 A 表示
オーバーレンジの場合、[OVER] 警告表示
電力は各レンジの 0 〜 130％ f.s. の範囲で表示、電圧
もしくは電流値が 0 のとき 0W 表示

60.000 kW

VT 比 , CT 比が設定されている場合は、（VT 比 ×CT 比）
倍されたレンジ構成となります。

900.00 W
1.8000 kW 9.0000 kW 18.000 kW 90.000 kW*1. 9694 センサは 500mA 〜 5A レンジまで、9695-02 センサは 500mA 〜 50A レンジまでが確度保証範囲
電流
クランプオンセンサ 9660, 9695-03（CAT Ⅲ 300 V）
クランプオンセンサ 9661
電圧結線
5.0000 A
10.000 A 50.000 A
100.00 A
500.00 A
1P2W
3.0000 kW 6.0000 kW 30.000 kW 60.000 kW 300.00 kW
1P3W
1P3W1U
6.0000 kW 12.000 kW 60.000 kW 120.00 kW 600.00 kW
600.00 V
3P3W2M
3P3W3M
3P4W
9.0000 kW 18.000 kW 90.000 kW 180.00 kW 900.00 kW

有効測定範囲

電圧は 90 〜 780 V ピークは ±1400 V
電流はレンジの 5％〜 110％、ピークはレンジの ±400％、
ただし最大レンジは ±200％
電力はレンジの 5％〜 110％周波数は 45 〜 66Hz

9660,9695-03 センサは 5 A 〜 100 A レンジまで、9661 センサは 5A 〜 500 A レンジまでが確度保証範囲

電流
電圧

結線
1P2W
1P3W
1P3W1U
600.00 V
3P3W2M
3P3W3M
3P4W
電流

電圧

クランプオンセンサ 9669
100.00 A
60.000 kW

200.00 A
120.00 kW

1.0000 kA
600.00 kW

120.00 kW

240.00 kW 1.2000 MW

180.00 kW

360.00 kW 1.8000 MW

AC フレキシブルカレントセンサ CT9667-01, -02, -03
A
500 A レンジ 500/5000
5000 A レンジ
レンジ共通
50.000 A 100.00 A 500.00 A 1.0000 kA 5.0000 kA
30.000 kW 60.000 kW 300.00 kW 600.00 kW 3.0000 MW

結線
1P2W
1P3W
1P3W1U
600.00 V
60.000 kW 120.00 kW 600.00 kW 1.2000 MW 6.0000 MW
3P3W2M
3P3W3M
3P4W 90.000 kW 180.00 kW 900.00 kW 1.8000 MW 9.0000 MW■ 電流レンジの表示範囲 / 有効測定範囲（代表レンジ）
レンジ

表示範囲

500 A
2A
0.4 A
0.2 A

0A

10.000 A
5.0000 A

レンジ
1.0000 kA
200.00 A
100.00 A

レンジ±0.3% rdg. ±0.1% f.s.
±0.3% rdg. ±0.1% f.s. + クランプセンサ確度±0.3% rdg. ±0.1% f.s. + クランプセンサ確度（力率 =1）9660, 9695-03
─±0.6% rdg. ±0.12% f.s.
±0.6% rdg. ±0.14% f.s.
±0.6% rdg. ±0.3% f.s.
±0.6% rdg. ±0.5% f.s.

9695-02±0.6% rdg. ±0.12% f.s.
±0.6% rdg. ±0.2% f.s.
±0.6% rdg. ±0.3% f.s.
±0.6% rdg. ±1.1% f.s.
±0.6% rdg. ±2.1% f.s.
9661
±0.6% rdg. ±0.11% f.s.
±0.6% rdg. ±0.15% f.s.
±0.6% rdg. ±0.2% f.s.
±0.6% rdg. ±0.6% f.s.
±0.6% rdg. ±1.1% f.s.

9669
±1.3% rdg. ±0.11% f.s.
±1.3% rdg. ±0.15% f.s.
±1.3% rdg. ±0.2% f.s.

CT9667-01, -02, -03 5000A レンジ CT9667-01, -02, -03 500A レンジ±2.3% rdg. ±0.4% f.s.
─
1.0000 kA±2.3% rdg. ±1.6% f.s.
─
500.00 A±2.3% rdg. ±3.1% f.s.
±2.3% rdg. ±0.4% f.s.
100.00 A─±2.3% rdg. ±1.6% f.s.
50.000 A─±2.3% rdg. ±3.1% f.s.
5.0000 kA

110 A

1000 A

100 A

0.04 A

0.5 A

有効測定範囲有効測定範囲

11 A

5.5 A

0.25 A

100 mA

6.5 A

1A

10 A

100 A

入力電流

PW3360 ＋クランプセンサ組合せ確度
レンジ
9694
50.000 A─
10.000 A
─
5.0000 A±0.6% rdg. ±0.12% f.s.
1.0000 A±0.6% rdg. ±0.2% f.s.
500.00 mA±0.6% rdg. ±0.3% f.s.

50.000 A

550 A

55 A

10 A

5A

■ 測定確度

100.00 A

65 A

130 A

650 A

13 A

10 A

0A

レンジ

2.5 A

1A

レンジ

500.00 A

有効測定範囲有効測定範囲

0.02 A

電圧
電流
有効電力

5A

50 A

漏洩電流：クランプオンリークセンサ 9657-10, 9675
50.000 mA/ 100.00 mA/ 500.00 mA/ 1.0000 A/ 5.0000 A

25 A

100 A

有効測定範囲

確度保証条件
ウォームアップ時間 30 分、正弦波入力、周波数 50/60Hz
確度保証温湿度範囲 23℃ ±5℃、80％ rh 以下
確度保証表示範囲 有効測定範囲
実時間確度±0.3s/ 日以内 （電源 ON 時 , 使用温湿度範囲内）
温度係数±0.1% f.s. /℃以内（23℃ ±5℃以外）
同相電圧の影響 ±0.2% f.s. 以内（AC 600 V, 50/60Hz, 電圧入力端子短絡 - ケース間）
外部磁界の影響 ±1.5% f.s.（AC 400 A/m, 50/60Hz の磁界中において）位相の影響
位相確度 ±0.3° 相当 （50/60Hz, f.s. 入力にて）
皮相電力
無効電力

電力量
力率
周波数
デマンド値
デマンド量
パルス入力
周波数特性

各測定値からの演算に対して ±1dgt.
基本波演算の場合±0.3% rdg. ±0.1% f.s.+ クランプセンサ確度（無効率 =1)
実効値演算の場合
各測定値からの演算に対して ±1dgt.
有効電力、無効電力の各測定確度 ±1dgt.
各測定値からの演算に対して ±1dgt.
±0.5％ rdg.（電圧 90 〜 780V の正弦波入力において）
有効電力、無効電力の各測定確度 ±1dgt.
有効電力、無効電力の各測定確度 ±1dgt.
各測定値からの演算に対して ±1dgt.
基本波周波数 50/60Hz において、〜 1kHz まで、±3% rdg. ±0.2% f.s.
〜 3kHz まで、±10% rdg. ±0.2% f.s.
電流・有効電力の場合、+ クランプセンサ確度＊ 3P3W3M 結線時のみ ±0.5% rdg. を加算

※クランプオンセンサは別売です

お勧め! 500A クランプセンサの基本セット品
ク ラ ン プ オ ン セ ン サ 9661（500A） ２ 本 と SD メ モ リ カ ード 2GB
Z4001、携帯用ケース C1005 をセットした 【お買い得モデル】

製品名：クランプオンパワーロガー PW3360
形名（発注コード）（価格）

PW3360-10 （日本語版・本体のみ） ....... ¥ 98,000 ( 税抜き )PW3360-11 （日本語版・高調波機能・本体のみ） .....¥ 150,000 ( 税抜き )PW3360-91 （日本語版・セット販売品）.....¥ 155,000 ( 税抜き )クランプオンパワーロガーセット（日本語版・セット販売品） PW3360-91
PW3360-10 本体

標準付属品 : 電圧コード L9438-53 ×1 ( 黒・赤・黄・青 ), AC アダプタ Z1006
×1, USB ケーブル (0.9 m) ×1, 取扱説明書 ×1, 測定ガイド ×1, カラークリップ ( 赤黄青白各 2 個 , クランプセンサ色区別用 ) ×1 セット, スパイラルチューブ ×5 ( クラン

SD メモリカード 2GB
Z4001＊高調波機能なし

携帯用ケースプセンサコード結束用 )＋PW3360-10/-11 本体のみでは測定できません。測定目的に応じてオプションのクランプオンセンサを別途ご購入ください。またデータ収集には SDカードが必要です。

付属品の別途、購入価格
・AC アダプタ Z1006 ・電圧コード L9438-53￥9,800（税抜き）

9661

＋

２本

￥4,000（税抜き）
コード長 3m

このセットのオプションを個別購入の合計価格は￥165,000（税抜き）のところ、￥155,000（税抜き）でのご提供です。

黒・赤・黄・青、各１本
コード結束用スパイラルチューブ ×5 個

■ オプション
クランプオンセンサ（負荷電流用）

クランプオンリークセンサ（漏れ電流用）

クランプオンセンサ
9694（AC 5 A）
￥20,000（税抜き）
クランプオンセンサ
9660（AC 100 A）￥20,000（税抜き）
クランプオンセンサ
9661（AC 500 A）￥22,000（税抜き）
クランプオンセンサ
9669（AC 1000 A）￥30,000（税抜き）
AC フレキシブルカレントセンサ
CT9667-01（AC 5000 A） ￥40,000（税抜き）
AC フレキシブルカレントセンサ
CT9667-02（AC 5000 A） ￥40,000（税抜き）
AC フレキシブルカレントセンサ
CT9667-03（AC 5000 A） ￥40,000（税抜き）
クランプオンセンサ（CE 非対応）＊ 9695-02（AC 50 A）￥9,800（税抜き）
クランプオンセンサ（CE 非対応）＊ 9695-03（AC 100 A）￥9,800（税抜き）
接続ケーブル9219（9695-02/03 用） ￥4,000（税抜き）

クランプオンリークセンサ 9657-10 ￥25,000（税抜き）
クランプオンリークセンサ 9675
￥22,000（税抜き）

クランプオンアダプタ
CAT III 600 V
コード長 3m

9290-10
φ55 mm ▪ 80×20 mm￥22,000（税抜き）＊ 9695-02, 9695-03 をご購入時には、別売りの接続ケーブル 9219 もお求めください。
※ L9438-53 は標準付属

一次側1000 A
二次側
100 A

１次側電流を２次側で 10：1 のCT 比で下げることができます※ Z1006 は標準付属 , 9459 は PW9002 に含まれるバッテリパック消耗時の交換用

分岐コード L1021-02
マグネットアダプタ マグネットアダプタ コンセント入力コード 分岐コード L1021-01
バナナ分岐-バナナ, 赤1本, コード長 バナナ分岐-バナナ, 黒1本, コード長
9804-01
9804-029448¥ 4,000（税抜き）¥ 3,000（税抜き） ¥ 3,000（税抜き） ¥ 1,500（税抜き） ¥ 2,000（税抜き）

黒・赤・黄・青 , 3m, ワニ 測定コード先端に装着 ,赤 1 個 , φ11 mm
口クリップ ×4

測定コード先端に装着 ,黒 1 個 , φ11 mm

AC 100V 入力用 , 2m,
CE 非対応0.5m, L9438sまたはL1000s分岐用, 0.5m, L9438sまたはL1000s分岐用,
CAT IV 600V, CAT III 1000V
CAT IV 600V, CAT III 1000V

ケース・他

Z5004 はコード類を金属表面に吊り下げます。

携帯用ケース C1005

マグネット付きストラップ Z5004¥ 15,000（税抜き）¥ 2,700（税抜き）オプション収納可 ,PW3365/3360 シリーズ用¥ 2,000（税抜き）

AC アダプタ
Z1006

電源供給アダプタ
PW9003

バッテリセット
PW9002

バッテリパック
9459

PW3360 用 , 測定ラインから バッテリパック 9459 と NiMH, 本体で充電
AC 100 〜 240V
カバーのセット¥ 10,000（税抜き）¥ 9,800（税抜き） 電源供給 , AC240V まで¥ 12,000（税抜き）¥ 12,000（税抜き）

遠隔計測サービス SF4101

ＰＣ計測

保存メディアSDカード購入時のご注意
弊社オプションのSDカー
ドを必ず使用してください。弊社オプション以外の SDカードを使用する
SDメモリカード2GB SDメモリカードと、正常に保存、読み出し
Z4001 2GB
Z4003 8GBができない場 合があり、¥ 12,000（税抜き） ¥ 28,000（税抜き） 動作保証はできません。

電源

電圧入力

電圧コード L9438-53

スマホやPCから遠隔計測 , 遠隔モニタ/ロギング¥ 99,800（税抜き）
遠隔計測サービス SF4102

パワーロガービューワSF1001

LAN ケーブル 9642

¥ 128,000（税抜き）¥ 30,000（税抜き）¥ 3,000（税抜き）

SF4101の機能に遠隔ファイル取得,
遠隔操作がプラス

PW3360/3365s, 3169sで測定したデータをパソコン上で簡単に表示・解析できる専用ソフト

電源供給アダプタの使用方法

ストレート, クロス変換
コネクタ付属 , 5m

マグネットアダプタの使用方法

定格電圧：AC 240 V
使用温湿度範囲：-10 〜 50℃ 80% rh 以下
φ 11 mm
電圧コード L9438-53 先端付け替えて使用（標準対応ネジ：M6 ナベネジ）
赤か黒、ご必要な個数をお買い求めください。
例：単相 2 線 -2 個、単相 3 線 / 三相 3 線 -3 個

お問い合わせは ...

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら
本社 カスタマーサポート

0120-72-0560（9:00 〜12:00, 13:00 〜17:00, 土・日・祝日を除く）

0268-28-0560
詳しい情報はWEBで検索

info@hioki.co.jp
HIOKI■本カタログの記載内容は 2018 年 11 月 1 日現在のものです。 ■本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 ■本カタログで使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
校正書類について 校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
PW3360J18-8YB
販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は本社受注センターまで。 TEL 0268-28-1688 FAX は弊社営業拠点と共有で受信できますので、担当営業拠点宛にお願いします。