デジタルマルチメータ Digital Multimeter

PC7000メーカー希望小売価格 ￥29,800(税込￥32,780)

DCV最高確度0.03％
ハイスペックモデル■標準50000カウント,DCVで50万カウント可能■周波数などをサブ表示させるデュアルディスプレイ機能■可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF内蔵■0.8msピークホールド機能搭載■オプション使用でPCへのデータ転送可能■大容量遮断ヒューズ搭載の安全設計■レンジホールド ■データホールド■最大値／最小値／平均値レコード■リラティブ ■バックライト

一般仕様

動作方式
交流検波方式
液晶表示器(メイン)

液晶表示器(サブ)サンプルレート

レンジ切り換えオーバー表示
極性表示自動切換
電池消耗警告使用環境条件動作温度/湿度
保存温度/湿度
温度係数
電源
電池寿命
消費電力
オートパワーオフ
ヒューズ
安全規格/EMC指令
寸法/質量

Δ-Σ方式
真の実効値方式 (TrueRMS)
50000カウント:主要項目の測定時
500000カウント:DCV , DCmVのみ可能
99999カウント:ロジックレベル周波数
20000カウント:ダイオード
12500カウント:温度(℃)
9999カウント:nS , dBm , デューティ比5000カウント:静電容量
バーグラフ:最大41セグメント
5000カウント:交流電流 , 交流電圧
9999カウント:周波数 , ループ電流
約5回/秒(50000カウント時)
約1.25回/秒(500000カウント時)
バーグラフ部60回/秒
オート及びマニュアル
数値部に｢OL｣を表示
マイナス入力時に｢-｣のみ表示
約7V以下でバッテリーマークが点灯
高度2000m以下･環境汚染度Ⅱ
5℃~31℃で80%RH (最大),31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少-10℃~40℃ , 80%RH 以下 (結露のないこと)
40℃~50℃ , 70%RH 以下 (結露のないこと)
0.15 (23 5℃での確度)/℃(5℃~18℃,28℃~40℃)
6LR61 / 6LF22 (アルカリ9V形乾電池)
DCVにて連続,約100時間
約58mW / 約72mW (LPF使用時)
約0.63mW (オートパワーセーブ時)
最終操作から約17分後に電源オフ
F1412 : 11A/1000V , IR20kA , φ10 38 mm セラミック管
F1211 : 0.4A/1000V , IR30kA , φ6.3 32 mm セラミック管
IEC61010 CAT.Ⅲ600V , CAT.Ⅱ1000V / IEC61326 (EMC)
H175 W80 D40mm(製品単体)/約360g
H184 W86 D52mm(ホルスタ装着時)/約430g

付属品
テストリード:TL-23a(全長1.1m/ピン先18mm)
遮光マグネット付ホルスタ:H-700
K型熱電対温度センサ:K-250PC
取扱説明書

別売品
アリゲータクリップ:CL-14
アリゲータクリップ:CL-15a
アリゲータクリップ:CL-DG3a
ICクリップアダプタ:TL-9IC
細ピンアダプタ:TL-A7M2
バナナジャック接続アダプタ:TL-A4
ヒューズ入りテストリード:TLF-120
クランププローブ:ACS101
携帯ケース:C-PC7
K型センサアダプタ:K-AD
PC接続ソフトウエア:PCLink7
光リンクUSBケーブル:KB-USB7

測定仕様

ファンクション
直流電圧(DCV)

交流電圧(ACV)

直流電流
(DCA)

交流電流
(ACA)

抵抗測定
(R)

コンダクタンス
コンデンサ容量
(C)

周波数
(Hz)
ロジック・レベル周波数
デューティ比dBm(ACmV)
dBm(ACV)
4-20mA
導通チェックダイオードテスト温度(℃)

レンジ
500.00 mV
5.0000 V
50.000 V
500.00 V
1000.0 V
500.00 mV
5.0000 V
50.000 V
500.00 V
1000.0 V
500.00 μA
5000.0 μA
50.000 mA
500.00 mA
5.0000 A
10.000 A
500.00 μA
5000.0 μA
50.000 mA
500.00 mA
5.0000 A
10.000 A
500.00 Ω
5.0000 kΩ
50.000 kΩ
500.00 kΩ
5.0000 MΩ
50.000 MΩ
99.99 nS50.00 nF
500.0 nF
5.000 μF
50.00 μF
500.0 μF
5.000 mF
25.00 mF
10.00 Hz~200.0 kHz

確度(0.03%rdg+2dgt)

入力抵抗
約10MΩ

(0.04%rdg+2dgt)(0.05%rdg+2dgt)(0.15%rdg+2dgt)(0.5%rdg+40dgt)

備考※左記は最高確度(50000カウント,シングル表示時の確度)

約10MΩ※左記は最高確度(45Hz~65Hz時の確度)

約100Ω※左記は最高確度(50000カウント,シングル表示時の確度)

5.000 Hz~2.0000 MHz(0.002%rdg+4dgt)(0.15%rdg+20dgt)(0.1%rdg+20dgt)(0.15%rdg+20dgt)(0.15%rdg+30dgt)(0.8%rdg+20dgt)(0.5%rdg+20dgt)(0.6%rdg+40dgt)

約1Ω
約0.01Ω
約100Ω
約1Ω

(1.0%rdg+40dgt)

約0.01Ω

(0.2%rdg+10dgt)(0.2%rdg+6dgt)

開放電圧:約DC3V
開放電圧:約DC1.3V(0.8%rdg+6dgt)(2.5%rdg+6dgt)(1.0%rdg+10dgt)(0.8%rdg+3dgt)(1.5%rdg+3dgt)(2.5%rdg+3dgt)(3.5%rdg+5dgt)(3.5%rdg+5dgt)(5.0%rdg+5dgt)(6.5%rdg+5dgt)(0.02%rdg+40dgt)(3dgt/kHz+2dgt)
0.1%~99.99%
0.25dB+2dgt(40~20kHz)-29.83~-3.80 dBm-9.82~-54.25 dBm
4mA=0% , 20mA=100% 25dgt
20 Ω~200 Ω
ブザー発音
2.0000 V(1.0%rdg+10dgt)-50.0 ℃ 〜 -10.0 ℃(0.3％+30dgt)-10.0 ℃ 〜 1000.0 ℃(0.3％+20dgt)※左記は最高確度(50Hz~60Hz時の確度)※左記は最高確度(500mVレンジの時の確度)
2.5V以上の方形波10MΩ､公称60pF

周波数範囲:5Hz~500kHz(標準的な600Ωを基準とした場合)

開放電圧:約3V未満
開放電圧:約DC3.0V※標準付属は250℃まで

応答時間:<100μs
測定電流:約0.4mA(※市販のK型熱電対を接続時、アダプタ : K-AD が必要)

※確度保証温湿度範囲：23 5℃ , 75%R.H. 以下 (結露のないこと)※確度保証周波数範囲 : 40Hz~20kHz (電圧500V以下) , 40Hz~1kHz (電流測定時)

ご購入の際は販売代理店へ…

https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/
カスタマーサポート

0120-51-3930

販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は各営業拠点へ連絡ください。
本社・東京営業所 東京都千代田区外神田2-4-4電波ビル
TEL : 03-3253-4871 FAX : 03-3251-7022

受付時間
大阪営業所
9：30〜12：00 13：00〜17：00（土日祝日を除く）

大阪府大阪市浪速区恵美須西2-7-2
TEL : 06-6631-7361 FAX : 06-6644-3249●本カタログの記載内容は 2023 年 1 月 1 日現在のものです。●本カタログ記載の仕様、価格は断りなく改正・改定することがあります。●写真は印刷の為製品の色と異なる場合があります。