高電圧大容量直流電子負荷装置
PLZ-5WH2 シリーズカタログ

P L Z - 5 W H 2

S E R I E S

最大電力

100kW
まで対応
※ 5台並列運転

DC E L EC T RON IC L OA D

高電圧大容量直流電子負荷装置

PLZ-5WH2 シリーズ

動作電圧：10V ～ 1000V（最小動作電圧 1.5V から）
電力容量：1kW ／ 2kW ／4kW ／ 12kW ／ 20kW の 5 モデル
並列接続（最大 5 台）で 100kW/2000A を実現（5WH シリーズとも接続可）
通信インターフェース：LAN（LXI）／ USB ／ RS232C 標準装備（GPIB はオプション）
同期運転機能シーケンス機能任意 IV 特性（ARB）モードを搭載
データロギング機能：電圧／電流／電力の測定（測定値の表示、内部メモリーに記録）

Smart & High Power

最大動作電圧1000V 100kW
最大電力

大容量電源 / 大容量蓄電池などの評価に！
負荷をイメージ通りに再現。よりリアルな評価を実現！

まで対応※ 5台並列運転20kW
PLZ20005WH2

12kW

高電力密度

PLZ12005WH2

13U

430

9U

573.5

573.5mm
（13U）

550

単位：mm

396.2mm※本体突起物無し

3U
128mm

1kW

4kW

2kW

PLZ1005WH2

PLZ4005WH2

PLZ2005WH2

PLZ-5WH2 シリーズは、高い信頼性と安全性を基本に設計された高電圧、多機能、大容量の直流電子負荷です。1kW のベンチモデ
ルから単一セットで 20kW の高電圧大容量モ
デルまで幅広くラインアップ。負荷に合わせて最適な容量を選択できます。
安定で速い応答を可能にする電流制御回路を装備し、負荷シミュレーションを高速で実施できます。また、電流設定は高精度化が図られ、十分な設定分解能を保有しています。ディスプレイには、カラー液晶（LCD）
を 採 用。 視 認 性 の 高 い 表 示 が 可 能 で す。
LAN、USB、RS232C の通信機能が標準装備されているので、各種検査システムへの組込みが容易です。

■ラインアップ
形名

2

最大動作電流高電圧大容量直流電子負荷装置

PLZ-5WH2 シリーズ

● 動作電圧 ： 10V 〜 1000V（最小動作電圧 1.5V）● 1筐体 20kWで超コンパクト（PLZ20005WH2）● 並列接続 ： 5台
（最大100kW/2000A）、異モデルによる接続が可能※※5WHシリーズとの接続可。ただしファームウェアのアップデートが必要です。

● 同期運転可能 ： 複数台の PLZ-5WH2シリーズ に対して、
ロードオン／オフコントロールやシーケンスの実行を同期させることも可能● シーケンス機能 ： USBメモリでプログラムを保存／読込可能● 任意 IV 特性（ARB）モードを搭載● カラー液晶ディスプレイを搭載で視認性アップ● データロギング機能 ： 電圧／電流／電力／経過時間／積算電流／積算電力の測定（測定値の表示、内部メモリーに記録、USBにCSV形式で保存）● 正弦波電流の重畳が可能（サイン機能、1Hz 〜 10kHz）● カットオフ機能搭載 ： 任意の電圧／経過時間／積算電流／積算電力にてロードオフ
● LAN
（LXI）
/USB/RS232C 標準装備（GPIB はオプション）
動作電圧

電力

標準価格（税抜）

標準価格（税込）

PLZ1005WH2

20 A

1 kW

550,000 円

605,000 円

PLZ2005WH2

40 A

2 kW

700,000 円

770,000 円

10 V ～ 1000 V

PLZ4005WH2

80 A

4 kW

1,000,000 円

1,100,000 円

PLZ12005WH2

240 A

12 kW

3,000,000 円

3,300,000 円

PLZ20005WH2

400 A

20 kW

5,000,000 円

5,500,000 円

機Smart &

能

動作モード

High Power［仕様：P.8-9 参照］

PLZ-5WH2 シリーズ は、下記の 5 つの動作モードを備えています。
また、CV モード以外の動作モードでは、電流を流しすぎて電圧がUVP 設定値以下にならないように電流をコントロールする「UVPL ※」やロードオフする「UVPT」などを設定することもできます。
定電流（CC）
電流値を指定し、電圧が変化しても一定の電流を流します。
モード

PLZ-5WH2 series

並列運転
最大 5台、100kWまで可能

定抵抗（CR） コンダクタンス値を指定し、電圧に対して比例した電流を流します。
モード

並列運転は、並列運転ケーブル 1 本※で接続可能！
異なるモデルでも 5 台までフレキシブルに「大容量」を実現！
（最大 100 kW、2000 A）

定電圧（CV）
電圧を指定し、負荷入力端の電圧が一定になるように電流を流します。
モード※接続するモデル間で必要です。12 kW / 20 kW モデルには標準付属。
1 kW / 2 kW / 4 kW モデルはオプションとなります。

定電力（CP）
電力値を指定し、消費される電力が一定になるように電流を流します。
モード●接続概念図スレーブ機

任意IV 特性 I-V 特性上の任意の電圧値と電流値を複数指定して、（ARB）モード 任意の負荷特性を設定できます。

スレーブ機

PARALLELOUT IN

スレーブ機

PARALLELOUT IN※「UVPL」は、PLZ-5W シリーズにおける「+CV モード」

異なるモデルでも OK!

0.40
0.20

[V]
0

10.00

20.00

30.00

1010.00

IV 特性の例

電圧 [V]

電流 [A]

0.00*

0.00*

12.00

0.10

20.50

0.20

23.00

0.40

24.50

0.80

1010.00*

0.80

最高スルーレート 20A/μs［仕様：P.10 参照］※

定格電流までの電流立上り時間は 20A/μs を実現。
電源評価において重要度が増す高速過渡応答試験に対応。

39kW

1kW

2kW

4kW

PLZ1005WH2

PLZ2005WH2

PLZ4005WH2

PLZ12005WH2

PLZ20005WH2

×5

20kW

100kW

PLZ20005WH2（5 台）● 5WH シリーズとの並列接続 ※5WH シリーズのファームウェアを最新版にアップデートのうえ、
マスター「5WH」、スレーブ「5WH2」とすることで運転可能となります。
※ 5WH と 5WH2 の並列運転は同じ電力モデルのみとなります。

● PLZ20005WH2 による並列運転 5 台までの最大電流／最大電力
形名

並列運転台数

最大電流

最大電力

2

800A

40kW

3

1200A

60kW

4

1600A

80kW

5

2000A

100kW

※ PLZ20005WH2 の場合

PLZ20005WH2

PLZ20005WH2 スルーレート: 20 A/µs
電流設定

定格電流

電流（100 A/DIV）

12kW

設定値の例（＊の値は固定）

0.60

0

PARALLELOUT IN

20kW［仕様：P.9 参照］

ARB モードでは、IV 特性上の任意の点（電圧値対電流値のセット）を複数登録することで、任意の IV 特性を設定できます。任意の点
は 3 点～ 100 点まで登録でき、点と点の間は直線補間されます。
最小の電圧値（0.00 V）と電流値（0.00 A）、最大の電圧値（1010.00
V）は固定です。
0.80

PARALLELOUT IN

並列運転接続ケーブル

任意 IV 特性（ARB）モード

[A]

マスタ機

スレーブ機

PARALLELOUT IN

400 A

20A
μs

300 A

通信インターフェース標準装備

200 A

LAN
（LXI）／ USB／ RS232Cインターフェース標準装備

100 A※ GPIB（オプション）

時間（20 µs/DIV）

USB

LAN

［仕様：P.12 参照］

RS232C

広い動作電圧範囲。最大 1000V まで対応。
動作電圧範囲は、10 V から 1000 V です。
電流が流れ始める最小動作電圧は、1.5 V です。

［PLZ20005WH2 動作領域］
1000V 20A

1000

20

00

入力電圧
[V]

100

0

仕様保証動作領域

W

50V 400A

10

動作電圧範囲パソコン、スマートフォン、タブレットのWEB ブラウザから、PLZ-5WH2 シリーズに組み込まれた WEB サーバにアクセス
し、制御・監視することができます。

10V～1000V
最小動作電圧

1.5V［推奨ブラウザ］

実動作領域
約1.5
対数軸

LAN 対応！

1

10
100 400
入力電流 [A]1000

ブラウザから制御

Microsoft Edge 10
Internet Explorer 9.0 以降、Firefox 8.0 以降、Safari/Mobile Safari 5.1 以降、
Chrome 15.0 以降、Opera 11.0 以降＊スマートフォン、タブレット等の接続には
Wi-Fi 環境（無線 LAN ルータなど）が必要です。

3

機

能

ロードオン・オフ動作

データロギング機能［仕様：P.9 参照］

システムに応じて柔軟に対応します。
ロードオン・オフ動作は通常操作のほかに下記を選択可能です。
● 電源投入時にロードオンの状態で起動● ロードオンの経過時間を表示● 一定時間経過後にロードオフ● リレー等の外部信号によってロードオン・オフ● 条件を設定してロードオフする（カットオフ機能）

カットオフ機能▲データロギング表示例（図表示）［仕様：P.11 参照］

カットオフ機能は、ロードオンからの時間経過／電圧低下／積算電流／積算電力が設定値に達するとロードオフする機能です。複数の要因を選択することができます。複数選択した場合は、最初に到達した条件でロードオフします。
時間経過

経過時間表示値が設定値に達すると、ロードオフ

電圧低下※

電圧計の値が設定値に達すると、ロードオフ

積算電流

積算電流計の値が設定値に達すると、ロードオフ

積算電力

積算電力計の値が設定値に達すると、ロードオフ

条件

設定値

説明

Triggerー

測定値を記録するタイミングや回数を設定。

ー

測定値記録の条件となるイベント（トリガソース）。Initiate キーを押した
あと、トリガが適用されると記録を開始。

Immediate

Initiate キーを押すと即時にトリガを適用。

BUS

PC から TRG コマンドを受信したとき、または前面パネルで TRG キーを押した
ときにトリガを適用。

DIGITAL2 ※EXT CONT コネクタの 13 番端子に信号入力されたタイミングでトリガを適用。

MSync

同期接続中の PLZ-5WH2 でトリガの適用タイミングを同期。

TALinkシーケンスのステップ設定で Generate にTALink を設定した場合、ステップ実行のタイミングでトリガを適用。

Load Off

ロードオフしたタイミングでトリガを適用。

Source※定電圧保護（UVP）の Trip（UVPT）でも同じ動作をしますが、UVPT が作動するとアラー
ムが発生するのに対し、カットオフの場合はアラームは発生しません。

応答速度の変更
DUT の条件や用途に応じて、応答速度を設定します。
変更可能なモードは、CV、CR、ARB です。
項目

説明
Voltage

CV モード時の応答速度を設定。Normal ／ Fast

ConductanceCR モード時の応答速度を設定。Normal ／ FastARB

ARB モード時の応答速度を設定。
数値はフィルタの応答時間。OFF はフィルタなし。
OFF ／ 500 μ s ／ 1 ms ／ 2 ms ／ 5 ms ／10 ms ／ 20 ms ／ 50 ms ／ 100 ms

Response

表示部に表示された最新の測定
値（電流／電圧／電力）を内部メモリーに記録します。測定値の記録条件を設定することで、各測定値を記録するタイミングを制御できます。測定したデー
タは、テーブル（Table）または図（Chart）で表示できます。

Count

1 回～ 65536 回 測定値を記録する回数。

Delay

0 μs ～ 100 s
トリガ適用時から測定値記録までの（分解能：10 μs） 遅延時間。

Interval

Disable（無効）／
Enable（有効）Interval Time

10 μs ～ 3600 s
Interval を有効にした場合の記録間隔の時間。
（分解能：10 μs）

Sense Aperture

Count が 2 以上のとき、記録と記録の間隔を空けるかどうか。

10 μs ～ 1 s
1 回あたりの記録時間。時間内の平均値が（分解能：10 μs） 記録される。

※ Digital2 の Direction が Input に設定されている場合のみ。

ソフトスタート機能

データ積算機能

ソフトスタートは、負荷電流の立上り時間を制限する機能です。
下記の条件をすべて満たしたときのみ、ソフトスタートが機能します。

積算電流、積算電力、経過時間を記録することが出来ます。記録期
間やリセットは任意で設定可能です。また、積算データの表示／非表示を設定可能です。

●ソフトスタートの立上り時間が設定されている。
●定電流（CC）モードでロードオン状態。
●負荷入力端子に入力がない状態から、最小動作条件以上の入力があった場合。
負荷電流が急激に立上ると被試験物の出力が不安定になる場合や、電源の過電流保護回路が作動してしまうので、起動時の電流変化のみ遅くしたい場合などに使用します。
■ソフトスタートが無効の場合■ソフトスタートを適切に設定した場合

入
力
電
圧
ま
た
は
入
力
電
流

入
力
電
圧
ま
た
は
入
力
電
流

時間

0

Load
On

PLZ-5WH2シリーズ
立上り開始（電流が流れ始める）
DUTの電圧波形

動作モード
時間設定範囲分解能4

項目
Integral Gate

Reset

［仕様：P.11 参照］

設定値

説明

ー

積算データを記録する期間を設定。

None

積算データの記録を手動で開始／終了。

Load On

ロード オン／オフに連動して自動で記録を開始／終了。または手動で記録を開始／終了。

Program Run

シーケンス実行開始／終了に連動して自動で記録を開始／終了。または手動で記録を開始／終了。

ー

積算データのリセット方法を選択。電源を再投入した場合には、積算データはリセットされます。

ManualAutoReset キーを押したときリセット。
記録開始前に自動でリセット。または Reset キーを押したときリセット。

電圧

時間

0

Load
On

PLZ-5WH2シリーズ
立上り開始（電流が流れ始める）

UVP検出電圧0

積算データを記録

時間【例】「Integral Gate」を「Load On」に設定し、UVPを設定している場合。

PLZ-5WH2シリーズ

CC
500 µs、1 ms、2 ms、5 ms、10 ms、
20 ms、50 ms、100 ms、またはオフ

測定データの保存記録した測定値と積算データを CSV 形式で USB メモリーに保存で
きます。

機

パルス機能

［仕様：P.9 参照］

2 値の設定を繰り返して実行する動作を「パルス機能」といいます。
大容量の電源の過渡応答特性試験や蓄電池のパルス放電試験に適しています。パルス動作時は、前面パネルの TRIG OUT コネクタからトリガ信号が出力されます。ロード オン／オフにかかわらず設定
できます。CC モードおよび CR モードで動作します。
パルス振幅は、数値または負荷設定値に対する比率で設定できます。
電流
Set [A][S](100 %)シーケンス機能
シーケンスは、プログラムとステップで構成されます。プログラム
は、ステップの集合体です。ステップは、ステップ 1 から 1 つず
つ昇順に実行されます。最後のステップが終了すると、プログラム
が 1 回実行されたことになります。指定されたループ回数分プログ
ラムが実行されると、シーケンスが終了します。シーケンス終了は、ロード状態（ロードオンまたはオフ、負荷設定値、スルーレート）を設定できます。
ステップ数は全プログラム合わせて最大 10 , 000個
プログラムは動作モードごとに設定。合計で 30個設定可能。

入力電流

Set:

Depth [A][S][%]
時間

0[A][S](0 %)Depth: パルスレベル

電流Set

プログラム1
ステップ1

Depth
時間

0

ステップ
ごと

TRIG OUT
10 µs

CC および CR
1.0 Hz ～ 10.0 kHz

1 Hz ～ 10 Hz
周波数設定
分解能※

0.1 Hz

11 Hz 〜 100 Hz

1 Hz

110 Hz ～1000 Hz

10 Hz

1.1 kHz ～ 10.0 kHz

0.1 kHz※（参考）実際に機器に設定される分解能は、下記式の周期分解能⊿ T= 1 μs となる
例えば、9300 Hz を設定した場合、機器内部で設定される周期は、
n × ⊿ T = 108 × 1 μs = 108 μs となり、周波数に換算すると、1/108 μs = 9259 Hzとなる。
（n は機器内部での積算設定数）

サイン機能
正弦波状に電流を変化させる動作を「サイン機能」といいます。大容量の電源や蓄電池のリップル重畳試験に適しています。サイン動
作時は、前面パネルの TRIG OUT コネクタからトリガ信号が出力されます。ロード オン／オフにかかわらず設定できます。CC モードで動作します。スルーレートの設定はできません。
サイン振幅は、数値で設定できます。

プログラム
ごと

時間

プログラム1

ステップ2

ステップ3

ステップ4

ステップ1

ループ 1 回

設定範囲

周波数設定範囲

負荷設定値

CCモード、CRモードの負荷設定値

パルス動作時は、電流が LOW（Depth）から HIGH（Set）に切り替わるときに前面パネルの TRIG OUT コネクタからトリガ信号が10µs 出力されます。

動作モード

能

ステップ2

ステップ3

ステップ4

ループ
ループ 2 回

設定項目

内容

負荷設定値

電流値、コンダクタンス値、電圧値、電力値
現在の動作モードによって設定できる値が異なる

スルーレート

電流を変化させるときの変化の速さを設定（CC のみ）

ステップ実行時間

0.000050 s ～ 3600000 s（50 μs 〜 1000 h）、
分解能：1 μs

ロードオン／オフ
コントロールロードオンする場合は、負荷設定値の遷移方法を
ステップまたはランプから選択

その他

トリガウェイト設定、トリガ信号出力

プログラムの
ループ回数

1 回～ 100,000 回、または無限保護機能

保護機能（OCP、OPP、UVP）を作動させる値を指定● TALink
TALink（Transient Acquire Link）トリガを用いると、シーケンスのステップと同期して PLZ-5WH2 にデータをロギングさせることが可能です。ロギングしたデータは PLZ-5WH2 と通信をすることで取得できます。または、CSV 形式で USB メモリに保存することができます。
入力電流計測

時間ステップ 1 ステップ 2 ステップ 3 ステップ 4 ステップ 5 ステップ 6 ステップ 7 ステップ 8 ステップ 9

電流
Amplitude [A]Set [A]
Set: CCモードの負荷設定値
時間

0[A]

Amplitude: サイン振幅

サイン動作時は、電流が Set 値を増加しながら通過するとき（サイン波位相角 0 度）に前面パネルの TRIG OUT コネクタからトリガ
信号が 10 µs 出力されます。
電流
Set
時間

0

10 µs

1 Hz ～ 10 Hz
周波数設定
分解能※

●アラーム 1（緊急度高）
名称
動作
過電圧検出（OVP）
逆接続検出（Reverse）
過熱検出／前面 DC INPUT 端子の過電流検出（OTP/Front） ロードオフ
アラーム入力検出（External）
並列運転異常検出モード

動作

過電流保護（OCP）

CR、CV、CP

1 Hz ～ 1 kHz、2 kHz、5 kHz、10 kHz

過電力保護（OPP）

CC、CR、CV、ARB

ロードオフ、
または制限

1 Hz

低電圧保護（UVP）

CC、CR、CP、ARB

ロードオフ、
制限、
または作動オフ

ウォッチドッグ保護（WDP）

全モード

ロードオフ

20 Hz ～ 100 Hz

10 Hz

200 Hz ～1000 Hz

100 Hz1000 Hz 〜

異常を検知したり、DUT を保護する機能です。アラームには、緊急度によりアラーム 1（緊急度高）、アラーム 2（緊急度低）があります。

名称
CC

周波数設定範囲［仕様：P.10 参照］●アラーム 2（緊急度低）TRIG OUT

動作モード

アラーム機能（保護機能）

2 kHz、5 kHz、10 kHz※（参考）実際に機器に設定される分解能は、下記式の周期分解能⊿ T= 20 μs となる
例えば、900 Hz を設定した場合、機器内部で設定される周期は、
n × ⊿ T = 56 × 20 μs = 1120 μs となり、周波数に換算すると、1/1120 μs ≒ 893 Hzとなる。
（n は機器内部での積算設定数）

UVP 等の設定では、電圧が設定値以下になったとき電流に制限をかける（UVPL）、または
ロードオフする（UVPT）の設定が可能です。ロードオン／オフにかかわらず設定できます。

Trip

ロードオフします。設定値表示が UVPT になります。

Limit

設定値以下にならないように、電圧を制限します。
設定値表示が UVPL になります。

5

機

能

ABC プリセットメモリ

電圧・電流モニタABC プリセットメモリは、負荷設定値を A、B、C の 3 つのメモリに保存できます。メモリー内容が 1 回の操作で呼び出しできるので、設定値を順番に切り替えて使用する場合に便利です。

［仕様：P.12 参照］

従 来 の 電 流 モ ニ タ 出 力 に 加 え、 電 圧
モ ニ タ 出 力（0V 〜 10V： 測 定 電 圧 の1/100 の出力）を前面 BNC コネクタに追加しました。

セットアップメモリ

USB キーボード対応

セットアップメモリは、現在の状態における下記の項目を本体メモリに 20 個（0 ～ 19）、または USB メモリに保存できます。

前面パネルの USB コネクタにキーボードを接続すると、キーボー
ドから数字／文字を入力することが出来ます。
使用可能なキーボードのタイプは、106 または 109 日本語キーボード、および 101 または 104 英語キーボードです。

●動作モード●負荷設定値（電流値、コンダクタンス値、電圧値、電力値）●スルーレート●パルス振幅（電流値／コンダクタンス値、または比率）●パルス間隔（周波数 /1 周期の時間と、デューティ比 / HIGH 側の動作時間）●サイン振幅（電流値）●サイン周波数●アラームの作動条件● ABC プリセットメモリの内容
また、PLZ-5WH2で保存したファイルを PLZ-5Wに読み込む（USB
メモリー）ことも可能です。本製品で UVP動作を Limitに設定した
場合、PLZ-5W（PLZ205W、PLZ405W、PLZ1205W）では +CV モード設定になります。

外部コントロール［仕様：P.12 参照］

PLZ-5WH2 を外部機器からコントロール／モニタできます。
外部コントロールの各端子は負荷入力端子と絶縁されています。
13

1

25

14

EXT CONTコネクタの
端子番号
後面パネル

同期運転機能PLZ-5WH2 を相互に通信ケーブルで接続するだけで、同期運転をすることができます。（市販 LAN ケーブルによる簡単設定）
PLZ-5WH2 を混在して接続可能です。また、並列運転の状態でも同期運転できます。
●複数台のロードオン／オフを同期する。
●測定を同期する●複数台のシーケンス開始タイミング、一時停止解除タイミングを
同期する。
【接続例】

端子 入力／出力
信号名
番号 *1

内容

1

－

STATUS COM

14 番～ 16 番端子のSTATUS 信号用コモン。

2

NC

－

－

3

NC

－

－

4

NC

－

－

5

IN

ALARM CLEAR

アラーム解除入力。

6

IN

ALARM INPUT

アラーム入力。

7

NC

－

－

8

NC

－

－

9

IN

TRIG INPUT

トリガ入力。シーケンスのステップでWait（post）にTrig IN を設定し一時停止状態になった場合、一時停止を解除。

10

－

A COM

シャシに接続されています。

11

OUT

DIGITAL 0

DIGITAL0 出力。
シーケンス制御可能。

12

OUT

DIGITAL 1

DIGITAL1 出力。
シーケンス制御可能。

13

IN/OUT

DIGITAL 2

DIGITAL2 入出力。
入出力切り替え可能。
シーケンスの信号出力、またはシーケンスと測定機能のトリガ入力。

14

OUT

ALARM1

ALARM1 出力。
過電圧検出、逆接続検出、過熱検出、アラーム入力
検出、並列運転異常検出動作時 および外部アラーム入力時にON。

15

OUT

ALARM2

ALARM2 出力。
OCP、OPP、
UVP、
WDP 動作時 にON。

16

OUT

LOAD ON STATUS

ロードオンステータス出力。ロードオン時にON。

17

NC

－

－

18

IN

LOAD ON/OFF CONT ロード オン／オフコントロール入力。
論理レベル切り替え可能。

19

－

A COM

シャシに接続されています。

20

IN

EXT CONT ADD

外部電圧制御入力。CC モードの負荷設定値に電流値を加算して制御。

21

IN

EXT CONT MODE

外部電圧制御入力。CC、CR、CP モードの負荷設定値を制御。

22

IN

EXT CONT CV

外部電圧制御入力。CV モードの電圧を制御。

23

－

A COM

シャシに接続されています。

24

OUT

IMON

電流モニタ出力。

25

NC

－

－

*1 各端子は負荷端子と 1000 V 強化絶縁

6		

EXT SYNC OUT

LAN ケーブル

EXT SYNC IN

他機の
EXT SYNC IN へ

EXT SYNC OUT

リモートセンシング機能
リモートセンシングを行うと、電圧の計測点を負荷入力端子から任意のセンシング点に変更できます。センシング点を被試験物端に設定することで、負荷用電線の抵抗による電圧降下などの影響を低減
し、CR/CV/CP/ARB モードの動作を安定させることができます。
●リモートセンシング入力定格電圧：1000 V

アプリケーション●バッテリの放電試験にバッテリの放電試験と結果の保存が PC なしで行えます。取得したデータは USB メモリに CSV 形式で保存することができます。

I/V 特性 ( シーケンス )カット条件：時間
データ表示：チャート
サンプル：1バッテリ

容量特性 ( 定電流 )カット条件：電圧又は容量 (Ah)
データ表示：テーブル
サンプル：5直流電子負荷装置
PLZ-5WH2シリーズ●車載充電器のエージングに
LV124 規格 L-02 Life test - high-temperature endurance test（耐久性－高温）＜寿命試験＞＜ 交流電源と電子負荷装置の組み合わせ（例）＞
車載充電器

交流安定化電源

電子負荷装置PCR-WE/WE2 シリーズ

PLZ-5WH2 シリーズ

AC
230V

EUT

EUT

EUT

EUT

EUT

EUT

DC
1000V

※ DUT は試験前／中／後に完全に機能しなければならない（n=6 個）● DC-DC コンバータの評価試験にコンバータ入力（直流電源）とコンバータ出力（電子負荷装置）を制御することで、車載電装品への電力供給源となる DC-DC コンバータの性能評価を簡単に行うことができます。また直流電源と電子負荷装置の同時スタートが可能なため、DC-DC コンバータの入出力変動試験や効率試験も行えます。
直流電子負荷装置
PLZ-5WH2シリーズ

直流安定化電源
PATシリーズ
0-V

入力電圧DC500V

DC-DC
コンバータ

動作電圧
DC10V～1000V

バッテリ模擬電圧
DC13.5V

薄型ワイドレンジ可変スイッチング電源
PWXシリーズ

7仕様

特に指定のない限り、仕様は下記の設定および条件に準じます。
• ウォームアップ時間は、30 分とします。
• 後面 DC INPUT 端子を使用します。

用語の定義は下記のとおりです。
• TYP 値 ：周囲温度 23 ℃の代表的な値です。性能を保証するものではありません。
• setting ：設定値を示します。
• reading：読み値を示します。
• rating ：定格値を示します。

■定格
PLZ1005WH2

項目

PLZ2005WH2

PLZ4005WH2

動作電圧（DC）

PLZ12005WH2

PLZ20005WH2

10 V 〜 1000 V

電力

1000 W

2000 W

4000 W

12000 W

20000 W

電流

20 A

40 A

80 A

240 A

400 A

PLZ20005WH2

DC INPUT 端子の対接地電圧
最低動作電圧+ 端子： ± 1000 V、- 端子± 900 V

定格電流時

10 V

流れ出し時

1.5 V 以下

■定電流（CC）モード
PLZ1005WH2

PLZ2005WH2

PLZ4005WH2

PLZ12005WH2

動作範囲

項目

0 A ～ 20 A

0 A ～ 40 A

0 A ～ 80 A

0 A ～ 240 A

0 A ～ 400 A

設定範囲

0.0000 A ～ 20.2000 A

0.000 A ～ 40.400 A

0.000 A ～ 80.800 A

0.00 A ～ 242.40 A

0.00 A ～ 404.00 A

分解能

0.0005 A

0.001 A

0.002 A

0.005 A

0.01 A

PLZ20005WH2

設定確度±（0.2 % of setting + 0.1 % of rating）
並列運転±（0.4 % of setting + 0.2 % of rating）■定抵抗（CR）モード
項目
動作範囲

*1

設定範囲
分解能
設定確度

*2

PLZ1005WH2

PLZ2005WH2

PLZ4005WH2

PLZ12005WH2

H レンジ

500 mS ～ 0 S

1S～0S

2S～0S

6S～0S

10 S ～ 0 S

L レンジ

5 mS ～ 0 S

10 mS ～ 0 S

20 mS ～ 0 S

60 mS ～ 0 S

100 mS ～ 0 S

H レンジ

505.00 mS ～ 0.00 S

1.01000 S ～ 0.00000 S

2.02000 S ～ 0.00000 S

6.0600 S ～ 0.00000 S

10.1000 S ～ 0.0000 S

L レンジ

5.0500 mS ～ 0.0000 S

10.1000 mS ～ 0.0000 S

20.2000 mS ～ 0.000 S

60.600 mS ～ 0.000 S

101.000 mS ～ 0.000 S

H レンジ

0.01 mS

0.00002 S

0.00005 S

0.0002 S

0.0002 S

L レンジ

0.0001 mS

0.0002 mS

0.0005 mS

0.002 mS

0.002 mS±（0.5 % of setting + 0.5 % of rating *3）

H レンジ

並列運転

L レンジ

±（0.5 % of setting + 0.2 % of rating *3）

H レンジ±（1.0 % of setting + 1.0 % of rating *3）

L レンジ±（1.0 % of setting + 0.4 % of rating *3）

応答速度

NORM ／ FAST

*1 コンダクタンス [S]= 入力電流 [A] ／ 入力電圧 [V] = 1 ／ 抵抗値 [ Ω ]*2 入力電流での換算値。リモートセンシング時のセンシングポイントにて*3 定格電流値■定電圧（CV）モード
項目

PLZ1005WH2

PLZ2005WH2

PLZ4005WH2

動作範囲

10 V ～ 1000 V

設定範囲

0.00 V ～ 1010.00 V

分解能

PLZ12005WH2

PLZ20005WH2

0.02 V

設定確度 *1±（0.05 % of setting + 0.05 % of rating）
並列運転±（0.1 % of setting + 0.1 % of rating）

応答速度

NORM ／ FAST

*1 入力電圧が動作範囲内で、リモートセンシング時のセンシングポイントにて■定電力（CP）モード
項目

PLZ1005WH2

PLZ2005WH2

PLZ4005WH2

動作範囲

0 W ～ 1000 W

0 W ～ 2000 W

0 W ～ 4000 W

設定範囲

0.00 W ～ 1010.00 W

0.00 W ～ 2020.00 W

0 W ～ 4040.00 W

分解能

0.02 W

0.05 W

0.1 W

設定確度

±
（0.5 % of rating*1 + 0.02 A × Vin*2）±（0.5 % of rating*1 + 0.04 A × Vin*2）±（0.5 % of rating*1 + 0.08 A × Vin*2）±（1 % of power rating + 0.1 % current rating × Vin*2）

並列運転
項目

PLZ12005WH2

PLZ20005WH2

動作範囲

0 W ～ 12000 W

0 W ～ 20000 W

設定範囲

0 .0000 kW ～ 12.1200 kW

分解能±（0.5 % of rating*1 + 0.2 A × Vin*2）

設定確度
並列運転

*1 定格電力値*2 DC INPUT 端子電圧、または SENSING 端子電圧

80 .0000 kW ～ 20.2000 kW
0.0005 kW±（0.5 % of rating*1 + 0.4 A × Vin*2）±（1 % of power rating + 0.1 % current rating × Vin*2）

仕様■任意 IV 特性（ARB）モード
項目

PLZ1005WH2

PLZ2005WH2

PLZ4005WH2

PLZ12005WH2

PLZ20005WH2

動作範囲

入力電圧に対して 3 点～ 100 点の電流値を設定可能。設定された点の間は直線で補間

応答速度500 μs、1 ms、2 ms、5 ms、10 ms、20 ms、50 ms、100 ms、またはオフ

■測定機能
［電圧計］
項目

PLZ1005WH2

PLZ2005WH2

表示

PLZ4005WH2

PLZ12005WH2

PLZ20005WH2

0.00 V ～ 1000.00 V

分解能

10 mV

確度

±（0.05 % of reading + 0.05 % of rating）
並列運転±（0.1 % of reading + 0.1 % of rating）（TYP 値）

［電流計］
項目

PLZ1005WH2

PLZ2005WH2

PLZ4005WH2

PLZ12005WH2

PLZ20005WH2

表示

0.000 A ～ 20.000 A

0.000 A ～ 40.000 A

0.000 A ～ 80.000 A

0.00 A ～ 240.00 A

0.00 A ～ 400.00 A

分解能

0.001 A

0.001 A

0.001 A

0.01 A

0.01 A確度±（0.2 % of reading + 0.1 % of rating）
並列運転±（0.4 % of reading + 0.2 % of rating）（TYP 値）［電力表示］
項目

PLZ1005WH2

PLZ2005WH2

表示

PLZ4005WH2

PLZ12005WH2

PLZ20005WH2

電圧計表示値と電流計表示値の積を表示［計測トリガ］
項目

PLZ1005WH2

PLZ2005WH2

PLZ4005WH2

PLZ12005WH2

PLZ20005WH2

Immediate / BUS / DIGITAL2 / MSync / TALink / LoadOff

Trigger Source
Trigger Count

1 ～ 65536

Trigger Delay

0.00000 s ～ 100.00000 s

Interval

Disable ／ Enable

Interval Time

0.00001 s ～ 3600 s

Sense Aperture

0.00001 s ～ 1.00000 s■パルス機能項目

PLZ1005WH2

PLZ2005WH2

PLZ4005WH2

PLZ12005WH2

PLZ20005WH2

CC および CR

動作モード
周波数設定範囲

1.0 Hz ～ 10.0 kHz
1Hz ～ 10 Hz

周波数設定分解能 *1

0.1 Hz11Hz 〜 100 Hz

1 Hz

110 Hz ～ 1000 Hz

10 Hz

1.1kHz ～ 10.0kHz
周波数設定確度

0.1 kHz

1Hz ～ 5.0 kHz±（0.5 % of setting）

5.1Hz ～ 10.0 kHz±（1.0 % of setting）

1Hz ～ 10 Hz
デューティ比設定範囲、 11Hz ～ 100 Hz
ステップ
110 Hz ～ 1000 Hz

5.0 % ～ 95.0 %、0.1 % ステップ
5 % ～ 95 % *2、1 % ステップ

1.1kHz ～ 10.0kHz*1 （参考）実際に機器に設定される分解能は、下記式の周期分解能⊿ T= 1 μs となる。
たとえば、9300 Hz を設定した場合、機器内部で設定される周期は、
n × ⊿ T = 108 × 1 μs = 108 μs となり、周波数に換算すると、 1/108 μs = 9259 Hzとなる。
（n は機器内部での積算設定数）*2 最小時間幅は 20 µs。
最小デューティ比は最小時間幅によって制限［ 切り替え値（Depth）］
項目 *1

PLZ1005WH2

PLZ2005WH2

PLZ4005WH2

PLZ12005WH2

PLZ20005WH2

0.0000 A ～ 20.2000 A

0.000 A ～ 40.400 A

0.000 A ～ 80.800 A

0.000 A ～ 242.40 A

0.00 A ～ 404.00 A

H レンジ

505.00 mS ～ 0.00 S

1010.00 mS ～ 0.00 S

2020.00 mS ～ 0.00 S

6.06000 S ～ 0.00000 S

10.1000 S ～ 0.0000 S

L レンジ

5.0500 mS ～ 0.0000 S 10.1000 mS ～ 0.0000 S 20.2000 mS ～ 0.0000 S

60.600 mS ～ 0.000 S

101.000 mS ～ 0.000 S

CC モードCR モード*1 切り替え値は、設定電流値または設定コンダクタンス値以下に制限

9

仕

様

■スルーレート
項目

PLZ1005WH2

PLZ2005WH2

PLZ4005WH2

動作モード

PLZ12005WH2

PLZ20005WH2

CC

動作範囲

0.001 A/µs ～ 1 A/µs

0.002 A/µs ～ 2 A/µs

0.004 A/µs ～ 4 A/µs

0.01 A/µs ～ 12 A/µs

0.02 A/µs ～ 20 A/µs

分解能0.00002 A/µs

0.00005 A/µs

0.0001 A/µs

0.0002 A/µs

0.0005 A/µs

PLZ12005WH2

PLZ20005WH2

設定確度 *1±（10 % of setting + 20 µs）*1 定格電流の 0 % ～ 100 % の電流変化にて、10 % ～ 90 % に達する時間■サイン機能項目

PLZ1005WH2

PLZ2005WH2

PLZ4005WH2
CC

動作モード
周波数設定範囲
周波数設定
分解能 *1周波数設定
確度

1 Hz ～ 1000 Hz、2000 Hz、5000 Hz、10000 Hz

1Hz ～ 10 Hz

1 Hz

20 Hz ～ 100 Hz

10 Hz

200 Hz ～ 1000 Hz

100 Hz1000 Hz 〜

2 kHz、5 kHz、10 kHz

300 Hz ～ 900 Hz±（1.0 % of setting）

上記周波数以外±（0.5 % of setting）*1 （参考）実際に機器に設定される分解能は、下記式の周期分解能⊿ T= 20 μ s となる。たとえば、900 Hz を設定した場合、機器内部で設定される周期は、
n × ⊿ T = 56 × 20 μ s = 1120 μ s となり、周波数に換算すると、1/1120 μ s ≒ 893 Hz となる。（n は機器内部での積算設定数）■ソフトスタート
項目

PLZ1005WH2

PLZ2005WH2

PLZ4005WH2

PLZ12005WH2

動作モード

CC

時間設定範囲500 µs、1 ms、2 ms、5 ms、10 ms、20 ms、50 ms、100 ms、またはオフ

PLZ20005WH2■アラーム機能［アラーム 1］
項目

PLZ1005WH2

PLZ2005WH2

PLZ4005WH2

PLZ12005WH2

過電圧検出

定格の 110 % 以上の電圧が加わったとき、ロードオフ

逆接続検出

DC INPUT 端子に定格電流の約 -1 ％が流れたとき、ロードオフ

過熱検出／前面 DC INPUT 端子の過電流検出

PLZ20005WH2

ヒートシンク温度が 100 ℃に達したとき、ロードオフ
または、前面 DC INPUT 端子に 30 A 以上の電流が流れたとき、ロードオフ

アラーム入力検出

EXT CONT コネクタの ALARM INPUT（6 番端子）に
0 V ～ 1.5 V が入力されたとき、ロードオフ

並列運転異常検出

下記の異常時にロードオフ• 並列運転時のマスタ機、スレーブ機間の通信に異常が発生した• スレーブ機の電源が遮断された• マスタ機またはスレーブ機の過熱が検出された• 前面 DC INPUT 端子に過電流が流れた• スレーブ機に PLZ-5WH シリーズまたは PLZ-5W シリーズが接続された［アラーム 2］

項目
過電流保護
（OCP）
過電力保護
（OPP）
低電圧保護
（UVP）

PLZ1005WH2

PLZ2005WH2

PLZ4005WH2

PLZ12005WH2

PLZ20005WH2

設定範囲

0.000 A ～ 22.000 A

0.00 A ～ 44.00 A

0.00 A ～ 88.00 A

0.00 A ～ 264.00 A

0.00 A ～ 440.00 A

分解能

0.001 A

0.01 A

0.01 A

0.01 A

0.1 A

保護動作

ロードオフまたは制限から選択

設定範囲

0.0 W ～ 1100.0 W

0.0 W ～ 2200.00 W

0 W ～ 4400 W

分解能

0.1 W

0.1 W

1W

0.000 W ～ 13.200 kW 0.000 W ～ 22.000 kW
0.001 kW0.001 kWPLZ12005WH2

PLZ20005WH2

保護動作

ロードオフまたは制限から選択

設定範囲

0.00 V ～ 1000.00 V、またはオフ

分解能

0.02 V

保護動作

ロードオフまたは制限から選択

ウ ォ ッ チ ド ッ グ 設定範囲
保護（WDP）
保護動作

1 s ～ 3600 s、またはオフ
ロードオフ■シーケンス機能
項目
動作モード

PLZ2005WH2

PLZ4005WH2
CC、CR、CV、CP

最大プログラム数30

最大ステップ数

10000

ステップ実行時間

0.000050 s ～ 3600000 s（50 µs ～ 1000 h）

時間分解能

10

PLZ1005WH2

1 µs

仕

様

■積算表示
項目

PLZ1005WH2

PLZ2005WH2

経過時間表示PLZ4005WH2

PLZ12005WH2

PLZ20005WH2

ロードオンからロードオフまでの時間を表示
範囲

0 s ～ 3600000 s（1000 h 0 min 0 s）
積算電流を表示

積算電流計表示範囲

0 Ah ～ 70000 Ah

0 Ah ～ 140000 Ah

積算電力計表示0 Ah ～ 280000 Ah

0 Ah ～ 800000 Ah

0 Ah ～ 1400000 Ah

積算電力を表示範囲

0 Wh ～ 40000000 Wh 0 Wh ～ 80000000 Wh 0 Wh ～ 160000000 Wh 0 Wh ～ 500000000 Wh 0 Wh ～ 800000000 Wh■カットオフ機能項目

PLZ1005WH2

PLZ2005WH2

時間経過

PLZ4005WH2

PLZ12005WH2

PLZ20005WH2

経過時間表示値が設定値に達するとロードオフ
範囲

0 s ～ 3600000 s（1000 h 0 min 0 s）

分解能

1s

積算電流

積算電流計の値が設定値に達するとロードオフ
範囲

0 Ah ～ 70000 Ah

0 Ah ～ 140000 Ah

0 Ah ～ 280000 Ah

0 Ah ～ 800000 Ah

0 Ah ～ 1400000 Ah

分解能

0.001 mAh（0.000 mAh ～ 1 000.000 mAh）
0.001 Ah（1.001 Ah ～ 1 000.000 Ah）
0.001 kAh（1.001 kAh ～ 1 000.000 kAh）
0.001 MAh（1.001 MAh ～ 1.400 MAh）

範囲

0 Wh ～ 40000000 Wh 0 Wh ～ 80000000 Wh 0 Wh ～ 160000000 Wh 0 Wh ～ 500000000 Wh 0 Wh ～ 800000000 Wh

分解能

0.001 Wh（0.000 Wh ～ 1 000.000 Wh）
0.001 kWh（1.001 kWh ～ 1 000.000 kWh）
0.001 MWh（1.001 MWh ～ 800.000 MWh）

積算電力

積算電力計の値が設定値に達するとロードオフ

電圧低下

電圧計の値が設定値以下になるとロードオフ
範囲

0.00 V ～ 1000.00 V

分解能

0.02 V■その他の機能
項目
リモート
センシング

PLZ1005WH2

PLZ2005WH2

PLZ4005WH2

入力定格電圧 *11000 V *2

対接地電圧± 1000 V

PLZ12005WH2

PLZ20005WH2

並列運転台数5台

相互同期運転 *3

ロード オン／オフを同期、シーケンス実行／シーケンス一時停止解除の同期、測定値の記録タイミングを同期*1 負荷が消費する実電力による制限あり*2 DC INPUT 端子と SENSING 端子間の電位差の合計*3 相互同期用の端子は DC INPUT 端子とは絶縁されてシャシ電位で動作

11

仕

様

■ EXT CONT コネクタ
項目 *1

PLZ1005WH2

ロードオンオフ制御入力
アラーム入力PLZ2005WH2

PLZ4005WH2

PLZ12005WH2

PLZ20005WH2

論理レベル切り替え可能。10 k Ω で 5 V にプルアップ。しきい値は、HIGH: 3.5 V ～ 5.0 V、LOW: 0 V ～ 1.5 V
0 V ～ 1.5 V の電圧でアラーム作動。10 k Ω で 5 V にプルアップ。しきい値は、HIGH: 3.5 V ～ 5.0 V、LOW: 0 V ～ 1.5 V
アラーム発生後、アラームの原因を解消し、EXT CONT コネクタの 5 番端子の入力を LOW レベルから HIGH レベルにすると、その立ち上がりエッジでアラームが解除。10 k Ω で 5 V にプルアップ。しきい値は、HIGH: 3.5 V ～ 5.0 V、LOW: 0 V ～ 1.5 V

アラーム解除入力

シーケンス動作の一時停止中に 0 V ～ 0.66 V の電圧で一時停止解除
10 k Ω で 5 V にプルアップ。しきい値は、HIGH: 2.31 V ～ 3.3 V、LOW: 0 V ～ 0.66 V

トリガ入力

外部電圧入力で CC/CR/CP モードいずれかの負荷設定値を制御
入力インピーダンス : 約 10 k Ω
CC：0 V ～ 10 V で定格電流の 0 % ～ 100 % を制御
CR：0 V ～ 10 V でコンダクタンス設定値の 0 % ～ 100 % を制御
CP：0 V ～ 10 V で定格電力の 0 % ～ 100 % を制御

外部電圧制御入力（CC、CR、CP モード）

設定確度±（1 % of rating ）（CC モード、TYP 値）

外部電圧制御入力（CV モード） 外部電圧入力で CV モードの負荷設定値を制御。0 V ～ 10 V で定格電圧の 0 % ～ 100 % を制御。入力インピーダンス : 約 10 k Ω
設定確度±（1 % of rating）（TYP 値）
外部電圧入力で CC モードの負荷設定値に電流値を加算して制御-10 V ～ 10 V で定格電流の -100 % ～ 100 % の電流値を加算。入力インピーダンス : 約 10 k Ω

外部電圧制御入力（CC 重畳）
設定確度±（1 % of rating）（TYP 値）
ロードオン時にオン。フォトカプラによるオープンコレクタ出力 *2

ロードオンステータス出力
ALARM 1 出力

過電圧検出、逆接続検出、過熱検出または前面 DC INPUT 過電流検出、アラーム入力検出、並列運転異常検出動作時にオンフォトカプラによるオープンコレクタ出力 *2

ALARM 2 出力

OCP、OPP、UVP、WDP 動作時にオン。フォトカプラによるオープンコレクタ出力 *2

DIGITAL 0 出力

シーケンスにて制御可能。 出力インピーダンス : 約 330 Ω
DIGITAL 1 出力 しきい値は、HIGH: 2.5 V ～ 3.3 V、LOW: 0 V ～ 0.4 V

DIGITAL 1 出力
DIGITAL 2 入出力

入出力切り替え可能
出力：シーケンスのトリガ出力。しきい値は、HIGH: 2.5 V ～ 3.3 V、LOW: 0 V ～ 0.4 V。出力インピーダンスは 330 Ω
入力：シーケンスと測定機能のトリガ入力。しきい値は、HIGH: 2.31 V ～ 3.3 V、LOW: 0 V ～ 0.66 V

電流モニタ出力定格電流の 0 % ～ 100 % で 0 V ～ 10 V を出力。出力インピーダンス : 1 k Ω（TYP 値）

確度±（1 % of rating）（TYP 値）*1 各端子は、シャシと同電位で、DC 入力端子とは 1000 V 強化絶縁
*2 フォトカプラ最大印加電圧は 30 V 最大電流は 4 mA

■ BNC コネクタ
項目

PLZ1005WH2

PLZ2005WH2

PLZ4005WH2

PLZ12005WH2

PLZ20005WH2

シーケンスでトリガ出力を設定した場合、ステップ実行時に 10 μ s のパルスを出力
パルス動作時、およびサイン動作時に 10 μ s のパルスを出力
出力インピーダンス：200 Ω、出力電圧 HIGH: 4.2 V ～ 5.0 V、LOW: 0 V ～ 0.4 V

トリガ出力
出力電圧
電流モニタ出力定格電流の 0 % ～ 100 % で 0 V ～ 10 V を出力

出力インピーダンス

50 Ω（TYP 値）

確度±（1 % of rating）

出力電圧
電圧モニタ出力定格電圧の 0 % ～ 100 % で 0 V ～ 10 V を出力

出力インピーダンス

50 Ω（TYP 値）

確度±（1 % of rating）

対接地電圧± 30 V■通信機能
項目
RS232C

PLZ1005WH2
ハードウェアメッセージターミネータ
ハードウェアUSB
メッセージターミネータ（デバイス）
デバイスクラス
USB
（ホスト）

LAN

PLZ4005WH2

PLZ12005WH2

PLZ20005WH2

受信時 LF、送信時 LF
標準 B タイプソケット、USB2.0 仕様に準拠、通信速度 480 Mbps（High Speed）
受信時：LF または EOM、送信時：LF+EOM
USBTMC-USB488 デバイスクラス仕様に準拠

ハードウェア

標準 A タイプソケット、USB2.0 仕様に準拠、通信速度 480 Mbps（High Speed）

ハードウェアIEEE 802.3 100Base-TX/10Base-T Ethernet IPv4, RJ-45 コネクタ

対応規格
通信プロトコル
メッセージターミネータ

12

PLZ2005WH2

D-SUB 9 ピンコネクタ、ボーレート 9600 ／ 19200 ／ 38400 ／ 115200 bps
データ長：8bit、ストップビット：1bit、パリティビット：なし、フロー制御：なし／ CTS-RTS

LXI 1.4 Core Specification 2011
VXI-11、HiSLIP、SCPI-RAW、SCPI-Telnet
VXI-11、HiSLIP： 受信時 LF または END、送信時 LF + END

SCPI-RAW: 受信時 LF、送信時 LF

仕

様

■一般仕様
項目

PLZ1005WH2

入力電圧範囲PLZ2005WH2

PLZ4005WH2

PLZ12005WH2

PLZ20005WH2

100 Vac ～ 240 Vac（90 Vac ～ 250 Vac）単相

入力周波数範囲

47 Hz ～ 63 Hz

消費電力

70 VAmax

90 VAmax

150 VAmax

360 VAmax

100 Vac
突入電流（ピーク値） 230 Vac

30 Amax

30 Amax

30 Amax

40 Amax

40 Amax

80 Amax

80 Amax

80 Amax

160 Amax

160 Amax

0.5 mA 以下

0.6 mA 以下

0.8 mA 以下

1.6 mA 以下

2.4 mA 以下

漏れ電流 *1

環境条件

絶縁抵抗

耐電圧

動作温度範囲

0 ℃ ～ 40 ℃

動作湿度範囲

20 %rh ～ 85 %rh（結露なし）

保存温度範囲

-25 ℃ ～ 60 ℃

保存湿度範囲

90 %rh 以下（結露なし）

設置場所

屋内使用、2000 ｍ まで、過電圧カテゴリⅡ

一次⇔シャシ、
入力端子、モニタ端子1000 Vdc、30 MΩ 以上（70 %rh 以下）

入力端子⇔シャシ、
モニタ端子

1000 Vdc、3 MΩ 以上（70 %rh 以下）

一次⇔シャシ、
入力端子、モニタ端子

1500 Vac、2s 間にて異常なし

入力端子⇔シャシ、モニタ端子

1500 Vac、2s 間にて異常なし

外形寸法（最大寸）

590 VAmax

別途外形寸法図参照

質量約 13 kg

約 16 kg

約 20 kg

約 64 kg

約 93 kg【全モデル共通】

電源コード（1 本、線長約 2.5m）、セイフティターミナルアダプタ TL41（赤色 1 組、黒色 1 組）、
外部コントロール用コネクタキット（1 組）、安全のために（1 冊）、セットアップガイド（1 冊）、クイックリファレンス（和文 1 枚、英文 1 枚）、CD-ROM（1 枚）、China RoHS シート（1 枚）【PLZ1005WH2/PLZ2005WH2/PLZ4005WH2 のみ】

後面 DC INPUT 端子カバー（1 組）、後面 DC INPUT 端子用ねじセット（2 組）、
後面 DC INPUT 端子カバー用ねじ（2 個）、前面 DC INPUT 端子カバー（1 個）、前面 DC INPUT 端子用ねじ（2 個）、※重量物警告シール（1 枚） ※ PLZ4005WH2 のみ

付属品【PLZ12005WH2/PLZ20005WH2 のみ】

後面 DC INPUT 端子カバー（1 組）、後面 DC INPUT 端子用ねじセット（2 組）、
後面 DC INPUT 端子カバー用ねじ（2 個）、
重量物警告シール（1 枚）、並列運転信号ケーブルキット [PC02-PLZ-5W]

電磁適合性（EMC）

安全性 *2*2 *3

以下の指令および規格の要求事項に適合
EMC 指令 2014/30/EU、EN 61326-1（Class A*4）、EN 55011（Class A*4、Group 1 *5）
EN 61000-3-2、EN 61000-3-3
適用条件：本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて 3 m 未満を使用。
以下の指令および規格の要求事項に適合
低電圧指令 2014/35/EU *2
EN 61010-1（Class I *6 , 汚染度 2 *7 ）*1 後面 DC INPUT の＋端子と－端子の間における漏れ電流。1000 Vdc にて*2 特注品、改造品には適用されません*3 本体に CE マーキング / UKCA マーキングの表示のあるモデルに対してのみ*4 本製品は Class A 機器です。工業環境での使用が意図されています。本製品を住宅地区で使用すると干渉の原因となることがあります。そのような場合には、ラジオやテレビ放送の受信干渉を防ぐために、ユーザによる電磁放射を減少させる特別な措置が必要となることがあります。
*5 本製品は Group 1 機器です。本製品は、材料処理または検査／分析のために、電磁放射、誘導および／または静電結合の形で意図的に無線周波エネルギーを発生／使用しません*6 本製品は Class I 機器です。本製品の保護導体端子を必ず接地してください。正しく接地されていない場合、安全性は保障されません*7 汚染とは、絶縁耐力または表面抵抗率の低下を引き起こし得る異物（固体、液体、または気体）が付着した状態です。
汚染度 2 は、非導電性の汚染だけが存在し、ときどき、結露によって一時的に導電性になり得る状態を想定しています

13

外形寸法

● PLZ1005WH2 ／ PLZ2005WH2

55

4-M3 ねじ穴(ねじ挿入最大深さ6mm)
323

22

30

344

4- 5
(ゴム足取り付け穴)

42.75

34.75

360

34.75

42.75

429.5（455）W×128（145）H×400（540）D mm（最大寸）

30.1

40

27.9 70

128
MAX145

MAX10

MAX540
400
367.5

MAX25
22.5

MAX455429.5

8-M4ねじ穴 (対面含む)(ねじ挿入最大深さ8mm)

単位：mm● PLZ4005WH2

40

42.75

30. 1

MAX640500
467.5

27. 9 70

128
MAX145

MAX25
22.5

8-M4ねじ穴 (対面含む)(ねじ挿入最大深さ8mm)

14

30

344

360
34.75
MAX440
429.5

55

4- 5
4-M3 ねじ穴(ねじ挿入最大深さ6mm) (ゴム足取り付け穴)
423
22

42.75

34.75

429.5（440）W×128（145）H×500（640）D mm（最大寸）

単位：mm

外形寸法

● PLZ12005WH2

31.8

2-D13

54

222.2
186.7

40

340

55
125.9

430（445）W×396.2（495）H×550（710）D mm（最大寸）

40
152.2
116.7

44.8

74.2

58.5

MAX445
430

36

448
550

MAX710

65
5
243.9
206

100
123.5
22.9
18

MAX495

396.2

123.5
70

MAX15

16-M6ネジ穴(ネジ挿入最大深さ8mm)

M12ネジ穴(ネジ挿入最大深さ35mm)

25

132.5

40

220
515

18-M4ネジ穴(対面含む)(ネジ挿入最大深さ8mm)
8-M10ネジ穴(対面含む)(ネジ挿入最大深さ10mm)

40

単位：mm

36

448

58.5

116.7
125.9
186.7

40

54

430（445）W×573.5（670）H×550（710）D mm（最大寸）222.2● PLZ20005WH2

40

340

55

2-D13

152.2

31.8

74.2

16-M6ネジ穴(ネジ挿入最大深さ8mm)

MAX710MAX445
MAX15

550

243.9

5

65

175
22.2

18

206

175

MAX670

573.5

175

70

430

M12ネジ穴(ネジ挿入最大深さ35mm)

25

132.5

40

220

515

40

18-M4ネジ穴(対面含む)(ネジ挿入最大深さ8mm)
8-M10ネジ穴(対面含む)(ネジ挿入最大深さ10mm)
単位：mm

15

オプション

並列運転ケーブル

GPIB コンバータ（PIA5100）

PLZ-5WH2 を並列運転する際、接続台数に応じて必要となります。

PLZ-5WH2 の RS232C または USB を GPIB に変換し、リモートコントロール用の機器を GPIB で接続できます。
［電源ケーブル、マグネットシート付属 ］

形名

標準価格（税抜） 標準価格（税込）

備考

PC01-PLZ-5W¥3,000¥3,300

長さ：30cm

PC02-PLZ-5W ※¥6,000¥6,600

長さ：1m●標準価格：¥48,000（税込：¥52,800）※ PLZ12005WH2、PLZ20005WH2 には付属しています。

高電圧負荷ケーブル
高電圧（2000V）に対応した負荷用ケーブルです。
80 A（当社推奨電流）までの電流に対応します。
形名

【接続例】

標準価格（税抜） 標準価格（税込）

HV22-2P3M-M12M8¥45,000

RS232CまたはUSB

備考
長さ：3m
最大：2000V/80A
太さ：22mm2¥49,500

リモートコントロール機器

PIA5100

PLZ-5WH2
DC OUT（5 V）

GPIB

ラックアダプタ／ブラケット
ラック組み込み用のオプションです。
品名

ラックマウントブラケット

形名

標準価格（税抜）

標準価格（税込）

適応モデル
PLZ1005WH2
PLZ2005WH2
PLZ4005WH2

KRB3-TOS¥9,000¥9,900

KRB150-TOS¥12,000¥13,200

KRB9¥21,000¥23,100

KRB400-PCR-LE¥23,000¥25,300

KRB13¥20,000¥22,000

KRB600¥26,000¥28,600

PLZ12005WH2
PLZ20005WH2

シーケンス作成・制御ソフトウェア（ウェーヴィー）
SD033-PLZ-5WH2（Wavy for PLZ-5WH2）●標準価格： ￥60,000（税込：¥66,000）

備考
インチラック

EIA 規格用ミリラック

JIS 規格用

インチラック

EIA 規格用ミリラック

JIS 規格用

インチラック

EIA 規格用ミリラック

JIS 規格用

Wavy
Seriesエンジニアの発想を拡げるシーケンス作成・制御ソフトウェア「ウェーヴィー」
SD033-PLZ-5WH2（Wavy for PLZ-5WH2）は、当社製直流電子負荷装置 PLZ-5WH2 シリーズのシーケンスを作成し、実行するソフ
トウェアです。プログラミング知識がゼロでも電源や電子負荷を自在にシーケンスコントロールできます。まるで絵を描くように、または
表計算の感覚でシーケンスを簡単に作成できます。

Wavy

体験版あります！
機能制限なしで3 週間お試しいただけます● マウスで簡単にシーケンス機能の作成や編集が可能

http://www.kikusui.co.jp/
download/index_j.html● シーケンス実行中はビジュアル的に実行位置を表示

Download !

● 電圧や電流をモニタして、ファイルに保存が可能● モニタグラフとしてリアルタイムなモニタデータを表示※画面はサンプルです【ご注意】■仕様、デザインなどは改善等の理由により、予告なく変更する場合があります。■諸事情により名称や価格の変更、また生産中止となる場合があります。■ご注文、ご契約の際の不明点等については弊社営業までご確認ください。また、ご確認のない場合に生じた責任、責務については負いかねることがあります。あらかじめご了承ください。■カタログに記載されている会社名、ブランド名は商標または登録商標です。■カタログに記載されている弊社製品は、使用に当たっての十分な知識を持った監督者のもとでの使用を前提とした業務用機器・装置であり、一般家庭・消費者向けに設計、製造された製品ではありません。■印刷の都合上、カタログに記載されている写真と現品に色・質感等での差異がある場合があります。■このカタログの内容について正確な情報を記載す
る努力はしておりますが、万一誤植、誤記等などのお気付きの点がございましたら、弊社営業所までご一報ください。

菊水電子工業株式会社
本社 〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 1-1-3

TEL.（045）593-0200

首 都 圏 東 営 業 所 〒 224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央 6-1 サウスウッド 4 階 TEL.（045）482-6458
首 都 圏 南 営 業 所 〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 1-1-3

TEL.（045）593-7543

東 北 営 業 所 〒 981-3133 仙台市泉区泉中央 3-19-1リシュルーブル ST

TEL.（022）374-3441

北 関 東 営 業 所 〒 330-0801 さいたま市大宮区土手町 1-49-8 G・M 大宮ビル 5F TEL.（048）644-0601
東 海 営 業 所 〒 465-0097 名古屋市名東区平和が丘 2-143

TEL.（052）774-8600

関 西 営 業 所 〒 564-0063 吹田市江坂町 1-12-38 江坂ソリトンビル 2F

TEL.（06）6339-2203

九 州 出 張 所 〒 812-0039 福岡市博多区冷泉町 7-19 NR ビル 2F

TEL.（092）263-3680● 2024 年 8 月発行● 2024080.5KPRI91