燃焼排ガス分析計

HT-1200N/1200NT

7O2℃

0 〜 20.9 vol%0 〜 650℃

性能比較表

プリンタ用
ロール紙
HT-1636

５ロール入りアタッシュケース
HT-1315アルミ製
外形寸法
350×460×155mm
2.9kg

パソコン用
計測ソフト
Online View 2000
HT-2084

RS232 通信ケーブル付
USB 変換ケーブル付
推奨 OS：Windows 7/8.1/10

海外用 AC アダプタ
HT-1318

AC100 〜 240V 用

プローブハンドル
HT-7201AS

サンプリングホース長1800mmドレンポット付プローブチューブ
HT-7230

L=300ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7235

L=500ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7232

L=750ｍｍ φ6mm
排ガス温度 0 〜 650℃

プローブチューブ
HT-7233

L=750ｍｍ φ8mm
排ガス温度 0 〜 1100℃

HT-1300Z

ロール紙 1 個付
単 3 電池 4 個付

HT-1210N

CO2 濃度等を演算にて表示

赤外線プリンタ
HT-1610

HT-1200N

1200N は O2、1200NT は O2・温度を計測

レンタル

オプション

HT-2900
HT-2700N BIO

空気比を手軽に計測可能

HT-2700N

燃料データが選択可能で、そのデータを基に計測した
O2 濃度から排ガス中の CO2 が演算されます。

HT-1700

O2 アラーム機能付

ガス検知器

本体に 100 データまでの保存が可能です。

圧力切替器

データロガ内蔵HT-1500N

O2 アラーム値を自由に設定可能で、設定値以下になるとアラーム音が鳴ります。

スモークテスタスートクリーン

8

仕様

計測項目
O2
酸素濃度

温度 G（K 熱電対）標準装備 ※標準プローブはどちらかひとつ
計測範囲
精度
分解能
応答時間
計測範囲
精度

温度Ａ
（Pt2000Ω）＊2

分解能
計測範囲
精度
分解能

0 〜 20.9vol%±0.2vol%
0.1vol%10 秒以内0 〜 650℃
0 〜 1100℃（プローブチューブによる）＊1±1℃または計測値の ±1%（0 〜 650℃）
計測値の ±2% （650.1 〜 1100℃）
0.1℃（0 〜 999.9℃） 1℃（1000 〜 1100℃）
0 〜 100℃±1℃
0.1℃

演算項目＊3CO2燃焼空気比
排ガス損失
燃焼効率

0 〜 CO2Max（O2 からの演算）
1.0 〜 50.0
0 〜 100%（Ｋ熱電対、Pt2000Ω使用時のみ）
0 〜 100%（Ｋ熱電対、Pt2000Ω使用時のみ）本体に内蔵ポンプ、パソコン用インターフェース（RS232）
データロガ（100 データまで保存可能）、赤外線プリンタ用インターフェース
付属品
AC アダプタ、サンプリングプローブ、キャリングケース、ソフトケース、スターフィルター
部品名
部品コード 仕様、その他
サンプリングプローブ/HT-1200N HT-1029
L=180mm φ5mm / ドレンポット付 温度なし
サンプリングプローブ（排ガス温度センサ付）/HT-1200NT HT-1007
L=180mm φ5mm / ドレンポット付 排ガス温度 0 〜 650℃

オプション
排ガス用プローブ
ロングプローブ
HT-1235DS L=690mm φ6mm / ドレンポット付 温度なし
Ｌ型プローブ
HT-1238DS L=120mm φ5mm / ドレンポット付 温度なし
Ｌ型プローブ
HT-1006LS L=120mm φ5mm / ドレンポット付 排ガス温度 0 〜 650℃
プローブハンドル
プローブハンドル
HT-7201AS ホース / ドレンポット付
プローブチューブ（プローブハンドル HT-7201AS 用）
プローブチューブ
HT-7230
L=300ｍｍ φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
（排ガス温度センサ付）
HT-7235
L=500ｍｍ φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
HT-7232
L=750ｍｍ φ6mm 排ガス温度 0 〜 650℃
温度用プローブ

燃料
13A、6C、LPG、灯油、軽油、A 重油、C 重油、ペレット＊その他の燃料については、お問い合わせください。

K 熱電対

HT-7233
HT-1252a
HT-1253a
HT-1254a

センサ
O2
温度 G
温度 A

HT-1255a
ガルバニ電池
Ｋ熱電対
白金測温抵抗体

Pt2000Ω

本体
許容周囲温度ディスプレイ
外形寸法
重量
電源

作動時：0℃ 〜 ＋45℃
保管時：−20℃ 〜 ＋60℃
ドットマトリックス 4 行表示（4 項目同時表示）（W×H×D）80×150×35 mm
約 350g
AC アダプタ（AC100V 50/60Hz DC12V 100mA）
内蔵ニッカド充電電池（最大で連続約 8 時間作動）

HT-1256a
HT-1257a
空気温度プローブ Pt2000Ω
HT-1382
海外用 AC アダプタ
HT-1318
アタッシュケース
HT-1315
計測ソフト（RS232 通信ケーブル・ HT-2084
USB 変換ケーブル付）
赤外線プリンタ
HT-1610プリンタ用ロール紙
HT-1636

L=750ｍｍ φ8mm 排ガス温度 0 〜 1100℃
φ1.5×130L、0〜950℃、
気体 / 液体温度
φ3×130L、0〜400℃、
気体 / 液体 / 食品用、先尖型
130L、0〜400℃、
表面 / 亀裂 / 気体 / 液体温度、パドル型
φ4×130L、0〜650℃、
表面 / 気体 / 液体温度
0〜450℃、表面温度 磁石付
0〜180℃、パイプ / プレート温度 クランプ型
0〜100℃、気体温度用
AC100〜240V
アルミ製 寸法：350×460×155 重量：2.9Kg
Online View 2000（推奨 OS：Windows 7/8.1/10）
ロール紙 ×1
5 ロール

単 3 乾電池 4 個付き＊1：精度はどちらか値の大きい方が適用されます。
＊2：オプションの周囲温度センサ使用時の仕様となります。
＊3：地域により燃料データが異なる場合がありますので、演算により算出されるデータに誤差が生じる場合があります。
＊精度につきましては標準ガスを基準としております。
本仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。

9HT-1200N
標準セット

HT-1200NT
標準セット

・本体
・サンプリングプローブ HT-1229DS・AC アダプタ ・専用キャリングケース
・ソフトケース ・スターフィルター
・試験成績書 ・取扱説明書

・本体
・サンプリングプローブ HT-1007
・AC アダプタ ・専用キャリングケース
・ソフトケース ・スターフィルター
・試験成績書 ・取扱説明書

定価：96,000円（税込 105,600円）

定価：108,000円（税込 118,800円）

燃焼排ガス分析計

HT-1200N/1200NT
性能比較表

外形図

レンタル

HT-1200N

HT-1200N

排ガス入口

電源ランプ

35

パソコンケーブル接続口
周囲温度センサ接続口

K

φdHT-2700N

排ガス吸引口サンプリングホース
プローブ用コーン
φ7～22

HT-1300Z

赤外線プリンタ用インターフェイス

LHT-1210N

AC アダプタ接続口

スターフィルター150

HT-2900

ドレンポットHT-2700N BIO

L(mm) K(mm) φd(mm) サンプリングホース長 (mm) 排ガス温度（℃）
品名
型式0 〜 180 315
5−サンプリングプローブ HT-1029
15006−
ロングプローブ
HT-1235DS 0 〜 690 790
150080HT-1700

HT-1200NT

電源ランプ

35AC アダプタ接続口

HT-1500N

排ガス入口

パソコンケーブル接続口

赤外線プリンタ用インターフェイス

L

排ガス吸引口
排ガス温度センサ内蔵

プローブ用コーン
φ7～22

ガス検知器

φd

サンプリングホース

圧力切替器

周囲温度センサ接続口

K

スターフィルター

スートクリーン

150
80

スモークテスタ

ドレンポット

排ガス温度コネクタ
L(mm) K(mm) φd(mm) サンプリングホース長 (mm) 排ガス温度（℃）
品名
型式
50 〜 650
サンプリングプローブ HT-1007 0 〜 180 2901800

排ガス温度用補償導線10