New!! アルベドメーターミニ

アルベドメータ ー

PC R－ 0 1 N
概 要

PC R － ２ １
概 要■ 本器は、経済性に優れたアルベドメーターで、微気象観測に用いるのに適しています。
■ アルベドメーターミニＰＣＲ－０１型は地表■ 本器は地表面上の全天日射量とアルベド（太陽光の反射率）を測定するセンサーです。

面上の全天日射量と反射日射量から地面の反■ 構造は全天日射計 CMP-21 型 2 台で構成され、上部射率（アルベド）を測定するセンサーです。

日射計は全天日射量を測定し、下部（下向）日射計■ 受感部はサーモパイルを使用しているため、高精度、高信頼性、高感度です。

は地表面で反射された日射量を測定します。
■ 出力は上下の日射計からそれぞれ取り出せます。

■ センサー部は全天日射計２台で構成され上部日射計は全天日射量を測定し、下部（下向き）日射計は地表面で反射された日射量を測定します。

仕 様■ 校正は、キップ＆ゾーネン社日射計ＣＭ－２１（ＷＭＯSecondaryStandard）にて比較校

波長範囲285～2800nm

正を行います。

感7～14 mV/(kW・m-2)

度

option (7mV シャント抵抗)
内部抵抗

10～100Ω

解 説

非直線性

<0.2%

上部スクリーンはアルベドメーターのハウジング

温度依存性<1%（-20～+50℃）

部が日射により温度上昇するのを防いでいます。

経年変化

<0.5%

応答速度

<5sec (95%)

仕 様
分類： サーモパイル式簡易日射計
波長範囲： ３００nm～２８００nm
受光方式： 黒色受熱板
センサー： サーモパイル
ガラスドーム: BK7
感度： 約７mＶ/kＷ/ｍ²
出力精度： 約±３％以内
応答速度： １６sec 以内（９５％）
ゼロオフセット ： ５W/㎡ 以内（温度変化５K/h）非直線性： 2％ 以内（０～1000W/㎡）
方位誤差： ３0W/㎡以内（１０００W/㎡ ビーム＠８０°）
傾斜誤差： ２％以内（０～９０° 入射光１０００W/㎡時）
使用温度範囲 ： -40℃～+６０℃
視野角： １８０°
測定範囲： ０～２０００W/㎡
温度依存性： 5％以内（-10℃～+40℃）
ハウジング材質 ： アルミニウム（PBT カバー付き）
防水性： IP６７
ケーブル： S-VSVC, φ４ｍｍ、0.2x2 芯シールド付（標準１０ｍ）
重 量： 本体約 1600ｇ ケーブル約 10００ｇ
外形寸法： φ80x110x1000mm

株式会社プリード

また下部スクリーンは日出、日没時下部ガラスドー
ムが太陽光に直接照射されるのを防いでいます。受使用温度範囲この熱伝堆は、雰囲気からの影響を防ぐ為に 2 重

サージアブソーバ内臓のガラスドームで覆われており、内部ガラスドーム

ケーブル10ｍ

重量1.9kg

寸法

φ150×115

は外部ガラスドームからの温度変化の影響を最小限に抑え、熱伝堆と外部ドームとの放射交換を防ぎ高い安定性を得ています。
測定方法としては下記の 2 種類があります。
①

上部、下部それぞれの日射計をシリーズに接続することにより、示差日射量の測定ができます・②

上部、下部それぞれの日射計を別々に記録することにより、これらの出力の比を出してアルベドを計算で求められます。
全ての日射計は、キップ＆ゾーネン社で個々に世界放射基準(WRR)に一致した検定を行っております。

*性能向上のため仕様変更する場合があります。

（検定書付属）株式会社プリード

キップ＆ゾーネン日射計 ギル社超音波風速計 メットワン社 他

本社〒197-0802 東京都あきる野市草花 1117

本社

〒197-0012 東京都福生市加美平１-26-8 笹本ﾋﾞﾙ

技術研究所

FAX042-539-3757

URL: http://www.prede.com/ http://www.nissyakei.com-40～+80℃

しています。

技術研究所TEL042-539-3755<1.7sec (63%)

感部はＣＭＰ-21 型と同様のサーモパイルを使用〒197-0802 東京都あきる野市草花 1117
〒197-0012 東京都福生市加美平１-26-8 笹本ﾋﾞﾙ

TEL042-539-3755
e-mail : sales@prede.com

キップ＆ゾーネン日射計 ギル社超音波風速計 メットワン社 他

FAX042-539-3757

URL: http://www.prede.com/ http://www.nissyakei.com

e-mail : sales@prede.com

アルベド メーター

アルベド メーターPC R－ ６

PC R － 3

概 要
概 要■ 本器は地表面上の全天日射量とアルベド（太陽光の反射率）を測定するセンサーです。

■ アルベドメーターPCR-3 型は地表面上の全■ 構造は全天日射計 CMP-6 型 2 台で構成され、上部

天日射量と反射日射量から地面の反射率（ア日射計は全天日射量を測定し、下部（下向き）日射計ルベド）を測定するセンサーです。

は地表面で反射された日射量を測定します。

■ 受感部は熱電堆を使用しているため、高性能、■ 出力は上下の日射計からそれぞれ取り出せます。

高信頼性、高感度です。
■ センサー部は全天日射形 2 台で構成され上部

仕 様

日射形は全天日射量を測定し、下部（下向き）

波長範囲

285～2800nm

日射形は地表面で反射された日射量を測定し感5～16mV/(kW・ m-2)ます。

度

option (7mV シャント抵抗)
非直線性

<1%

内部抵抗

20～200Ω

解 説

経年変化

<1%

上部スクリーンはアルベドメーターのハウジング部

応答速度<18sec (95%)

が日射により温度上昇するのを防いでいます。
また下部スクリーンは日出、日没時下部ガラスドーム<6sec (63%)
使用温度範囲-40～+80℃

温度依存性<4%（-10℃～+40℃）

ガラスドーム材質

ショット K5

重量

約 1.9kg

ガラスドームからの温度変化の影響を最小限に抑え、寸法

φ150×115

熱伝堆と外部ドームとの放射交換を防ぎ高い安定性ケーブルを得ています。

サージアブソーバ内臓が太陽光に直接照射されるのを防いでいます。受感部
はＣＭＰ6 型と同じサーモパイルを使用しています。
この熱伝堆は、雰囲気からの影響を防ぐ為に 2 重のガラスドームで覆われており、内部ガラスドームは外部10m

測定方法としては下記の 2 種類があります。

仕 様
波長範囲

300～2800nm

感5～15mV/(kW・m-2)

度

option (7mV シャント抵抗)

内部抵抗

30～100Ω

応答速度

約 18sec（95%）

精非直線性約±2.5%度

傾斜特性約±2%
経年変化

＜±1%

温度依存性

＜±5％（-10～+40℃）

ケーブル10m

重約 1kg量①

上部、下部それぞれの日射計をシリーズに接続することにより、示差日射量の測定ができます。

アーム長さ

②

上部、下部それぞれの日射計を別々に記録することにより、これらの出力の比を出してアルベドを計算で求められます。

ガラスドーム付き

約 1m

全ての日射計は、キップ＆ゾーネン社で個々に世界放射基準(WRR)に一致した検定を行っております。
（検定書付属）株式会社プリード

キップ＆ゾーネン日射計 ギル社超音波風速計 メットワン社 他

本社〒197-0802 東京都あきる野市草花 1117

技術研究所

〒197-0012 東京都福生市加美平１-26-8 笹本ﾋﾞﾙ

TEL042-539-3755

本社〒197-0012 東京都福生市加美平１-26-8 笹本ﾋﾞﾙ

TEL042-539-3755
e-mail : sales@prede.com

キップ＆ゾーネン日射計 ギル社超音波風速計 メットワン社 他〒197-0802 東京都あきる野市草花 1117

技術研究所

FAX042-539-3757

URL: http://www.prede.com/ http://www.nissyakei.com

株式会社プリードFAX042-539-3757

URL: http://www.prede.com/ http://www.nissyakei.com

e-mail : sales@prede.com