直流電子負荷装置
PLZ-4WL シリーズカタログ

0.3Vで100Aをフルロード!
低電圧、高速大電流の電子制御を操作性良く実現
PLZ-4WL シリーズは、当社従来製品（4W シリーズ）の優れた操作性を継承しつつ、低電圧大電流領域で高速な電流の立上り、立下りスピード（スルーレート 50 Ａ／μｓ ) を実現した直流電子負荷装置です。6 つの動作モードに対応し、シーケンス動作、スイッチング動作、ソフトスタート、時間・電圧計測といった各種機能も充実。CPU 用電源等の通常の負荷試験はもとより高速電流応答試
験などに最適です。また大容量二次電池の単セル試験についても、非常にコンパクト（当社従来比、約 50％）になりますので、設備の省スペース化が図れます。

用途■ CPU 用低電圧電源の試験■ 大電流二次電池の放電試験■ 太陽電池の IV 特性試験
■ 各種二次電池、電源のインピーダンス試験■ リレー、開閉器の試験■ ブラシレスモータのサージ吸収■ ヒューズ溶断試験

直流電子負荷装置

PLZ-4WL series■ ラインアップ
形名動作電圧PLZ164WL

0.3V〜30V

PLZ334WL

電流電力50A
100A

標準価格
税抜税込

165W

¥280,000¥308,000

330W¥360,000¥396,000■ USB ／ GPIB ／ RS232C 標準装備

特長 / 機能
低電圧動作を実現

ローレンジ（1/100）を装備

高スルーレート

50mV から動作可能。 0.3V 以下では電流を低減

CC、CR、CP の各モードは H、M、L の 3 レンジ

負荷入力端子電圧 2.3V で 50A/ μ s のスルーレーして使用可能です。

を持っています。L レンジは 1/100 となっていてトを実現。

一台で小電力から大電力までカバーできます。

▼動作領域概念図

1000.0
従来品（PLZ334W）

100.040A■ 動作可能領域

PLZ334WL の電流設定分解能30V

PLZ334WL

10.0

電圧［V］

1.00.3V
50mV

0.1
100A0.01100A■ 仕様領域

020406080

100

H レンジ5mA

M レンジ

0.5mA

L レンジ

0. 05mA▲ 電流立上り時間換算：約 2 μ s（PLZ334WL）

120

電流［A］

▲ 電流立下り時間換算：約 2 μ s（PLZ334WL）

放電試験に便利な機能

シーケンス機能

その他の機能二次電池の放電容量計測に便利な自動ロードオフ

ノーマル / ファーストの二つのシーケンスモード。

スイッチング動作、セットアップメモリ（100）、タイマ機能、カットオフ電圧設定機能。

ファーストモードは最小ステップ時間 25 μ s、トCC ソフトスタート、スルーレート 設定（CC）、リガ入出力機能で外部機器との同期が可能。

レスポンス設定（CV、CR 各 2 段階）、電流モニ

電圧

自 動 ロ ード オ フ タイ マ

タ出力、リモートセンシングなど 。

（T cut of f）を 設 定し、※ワンコントロール並列運転はできません。

設定時間経過後の電圧（V2）を表 示

V2

外部アナログコントロール

オプションになるまで の 経 過 時 間

CC、CR、CP、CV の外部コントロールはもとより、（Tcount）を表 示

現在の CC 設定値に外部より電流重畳が可能な CC■ ローインダクタンスケーブル［TL01-PLZ（50cm）］●標準価格（税込）¥16,500［TL02-PLZ（1m）］●標準価格（税込）¥22,000［TL03-PLZ（2m）］●標準価格（税込）¥33,000

UVP 検 出 電 圧（V1）を 設 定 し、 そ の 電 圧重畳入力。 また LOAD ON/OFF が可能。

V10T cut off

T count

時間

保護機能

動作モード

安全確保のための各種保護、アラーム発生が可能。

6 モード対応（定電流・定抵抗・定電圧・定電力・OCP、OPP、UVP、OHP、OVP、逆接続保護は定電流＋定電圧・定抵抗＋定電圧）

ヒューズによる遮断。

■ アクセサリーキット［OP01-PLZ-4WL］●標準価格（税込）¥2,750■ ラックマウント用アクセサリ［KRA150（ミリ用）］●標準価格（税込）¥23,100［KRA3（インチ用）］●標準価格（税込）¥22,000■ アプリケーションソフト
［Wavy for PLZ-4W］●標準価格（税込）¥66,000

アラームはアラーム出力 として外部へ出力可能。

▲ローインダクタンスケーブル

パソコンから簡単に電流波形をシミュレーション。計測データのロギングも可能。

仕  様
PLZ164WL

モデル

動作モード

CC, CR, CV, CP

最大ステップ数

256

ステップ実行時間

1 ms 〜 999 h 59 min

電流50 A

100 A

分解能

1 ms, 100 ms, 1 s, 10 s, 1 min

電力

165 W

330 W

最小動作開始電圧設定可能範囲定電流モード
分解能
設定確度
入力電圧変動

※4

リップル

動作モード

CC, CR

0 A 〜 100 A

最大ステップ数

1024

M

0A〜5A

0 A 〜 10 A

ステップ実行時間

25 μs 〜 100 ms

L0 A 〜 500 mA

0A〜1A

H

0 A 〜 52.5 A

0 A 〜 105 A

M

0 A 〜 5.25 A

0 A 〜 10.5 A

L

0 A 〜 525 mA

0 A 〜 1.05 A

H2 mA

5 mA

M

0.2 mA

0.5 mA

L

0.02 mA

0.05 mA

H,M,L±（0.2 % of set ＋ 0.1 % of f.s.※2）＋ Vin/150 kΩ ※3

H,M,L±（0.1 % of set ＋ 0.02 % of f.s.※2）※7（CVモード）

設定可能範囲分解能

EXT cont CV

CV MODE外部電圧制御

IMON

電流モニター出力。10 Vf.s. (H/L レンジ), 1Vf.s. (M レンジ)

（6.06 mΩ 〜 333 Ω）（3.03 mΩ 〜 166.7 Ω）

LOAD CONT INPUT

CMOS信号Lレベル（又はH）ロードオン。論理レベル切り替え可能

16.5 S 〜 300 μS

33.3 S 〜 600 μS

RANGE CONT

外部レンジ切り替え入力。2 bit（60.6 mΩ 〜 3.33 kΩ）（30.3 mΩ 〜 1.667 kΩ）

ALARM INPUT

CMOS信号Lレベルを10 μs以上入力でアラーム動作
内部回路は10 kΩで5 Vにプルアップ

TRIG INPUT

ポーズ状態の時、CMOS信号Lレベルを10 μs以上入力した時ポーズ解除。内部回路は10 kΩで5 Vにプルアップ

1.65 S 〜 30 μS

3.3 S 〜 60 μS（303 mΩ 〜 16.67 kΩ）

173.25 S 〜 0 S

346.5 S 〜 0 S（5.77 mΩ 〜 OPEN）（2.886 mΩ 〜 OPEN）

17.325 S 〜 0 S

34.65 S 〜 0 S

ALARM CLEARINPUT

CMOS信号Lレベルを100 ms以上入力でアラームクリア動作
内部回路は10 kΩで5 Vにプルアップ（57.7 mΩ 〜 OPEN）（28.86 mΩ 〜 OPEN）

LOAD ON STATUS

ロードオン時にON。フォトカプラによるオープンコレクタ

1.7325 S 〜 0 S

3.465 S 〜 0 S

RANGE STATUS

レンジステータス出力。2 bit（577 mΩ 〜 OPEN）（288.6 mΩ 〜 OPEN）

H

3 mS

6 mS

ALARM STATUS

アラーム (OVP、OCP、OPP、OHP、REV、UVP) 動作時 および外部アラーム入力時にONM

300 μS

600 μSSHORT SIGNAL OUT

リレー接点出力 (DC30 V/1 A)

L

30 μS

60 μS

H,M,L

±（0.5 % of set※8 ＋ 0.5 % of f.s.※2）＋ Vin/150 kΩH0.3 V 〜 30 V

L

0.3 V 〜 4 V

H

0 V 〜 31.5 V

L

0 V 〜 4.2 V

入力電圧範囲

100 V AC 〜 240 V AC（90 V AC 〜250 V AC）、単相

H

2 mV

入力周波数範囲

47 Hz 〜 63 Hz

L

200 μV

消費電力

95 VAmax±（0.1 % of set ＋ 0.1 % of f.s.）

突入電流

12 mV

動作温度範囲

0 ℃ 〜 40 ℃

入出力信号

前面BNC端子

通信機能

TRIG OUT

シーケンス動作、スイッチング動作時にパルスを出力

IMON OUT

1 Vf.s（H/Lレンジ）、0.1 Vf.s（Ｍレンジ）内部コモンとはアイソレーション（シャシ電位に接続）

GPIB、RS232C、USB※1365 Amax

動作湿度範囲20 % 〜 85 % RH（結露なきこと）

M

1.65 W 〜 16.5 W

3.3 W 〜 33 W

保存温度範囲

ー20 ℃ 〜 70 ℃

L

0.165 W 〜 1.65 W

0.33 W 〜 3.3 W

保存湿度範囲90 % RH 以下（結露なきこと）

H

0 W 〜 173.25 W

0 W 〜 346.5 W

対接地電圧±500 V

M

0 W 〜 17.325 W

0 W〜 34.65 W

L

0 W 〜 1.7325 W

0 W 〜 3.465 W

H

10 mW

20 mW

M

1 mW

2 mW

L

0.1 mW

0.2 mW

設定確度

H,M,L

±（2.5 % of f.s.※2）

表示

H

0.000 V 〜 30.000 V

L

0.0000 V 〜 4.0000 V

設定可能範囲一次 -入力端子
絶縁抵抗

一次-シャシDC 500 V 30 MΩ以上（周囲湿度 70 %RH 以下）

入力端子-シャシ一般耐電圧

一次-入力端子AC1500 V 1分間にて異常なし

一次-シャシCD-ROM1枚、電源ケーブル1本、入力端子用ねじ（M8ボルト、ナット、スプリングワッシャ）2組、入力端子カバー1個、入力端子カバー用ねじ2個、シャシ接続線1本、セットアップガイド1冊（和英）、クイックリファレンス（和1枚、英1枚）

付属品±（0.1 % of rdg ＋ 0.1 % of f.s.）

表示

H,M

0.000 A 〜 50.000 A

0.00 A 〜 100.00 A

L

0.00 mA 〜 500.00 mA

0.0000 A 〜 1.0000 A

安全性

以下の指令および規格の要求事項に適合
低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1（Class I 、汚染度2）※14±（0.2 % of rdg ＋ 0.3 % of f.s.）

表示

H,M

0.00 W 〜 165.00 W

0.00 W 〜 330.00 W

質量約6.5 kg

L ※150.000 W 〜 15.000 W

0.000 W 〜 30.000 W

外形寸法（最大寸）214.5 W×124（155）H×400（455）Dmm

L ※160.0000 W 〜 1.6500 W

0.0000 W〜 3.3000 W

動作モード

CC/CR モード

周波数設定範囲

1 Hz 〜 50 kHz

デューティ比設定

5 % 〜 95 %周波数設定確度

CCのみ設定可能
設定確度※11動作モード
時間設定範囲1 % stepH

2.5 mA/μs 〜25 A/μs

5 mA/μs 〜50 A/μs

M

250 μA/μs 〜2.5 A/μs

500 μA/μs 〜5 A/μs

L25 μA/μs 〜250 mA/μs

50 μA/μs 〜500 mA/μs±（10 % of set ＋ 0.8 μs）
CC モード※12Off, 100 μs, 200 μs, 500 μs, 1000 μs, 2 ms, 5 ms,10 ms,20 ms

設定確度±（30 % of set ＋ 10 μs）

レスポンス

応答速度

NORMAL、FAST

リモートセンシング

補償可能電圧

片道3 V

過電圧保護（OVP）

定格電圧の115 %でロードオフ

過電流保護（OCP）

定格電流の10 %～110 %に設定可
保護動作はロードオフまたは制限の選択可

過電力保護（OPP）

定格電力の10 %～110 %に設定可
保護動作はロードオフまたは制限の選択可

過熱保護（OHP）

ヒートシンク温度が90 ℃に達した時ロードオフ

低電圧検出（UVP）

検出時、ロードオフ。0.3 V～30 Vに設定可

逆接保護（REV）

ヒューズによる。ALM発生で ロードオフ

約8.0 kg※1※2※3※4※5※6※7※8※9※10±（0.5 % of set）

設定範囲

保護機能

0 V〜10 VでRange定格の0〜100 ％（606 mΩ 〜 33.3 kΩ）

確度

ソフトスタート

0 V〜10 VでRange定格の0〜100 %330 S 〜 6 mS

確度

スルーレートCC MODE外部電圧制御 0 V〜±10 VでRange定格の0〜100 %Local 設定値、ExtCont設定値に合算される

33 W 〜 330 W

電圧計

スイッチングモード

CC,CR,CP外部電圧制御

EXT cont ADD

16.5 W 〜 165 W

分解能

電力計

26-pin MIL系コネクタ

EXT cont MODE

H

（CPモード）

電流計

J1コネクタ

80 mA

※9

動作範囲

定電力モード設定時間経過後自動的にロードオフ
1 s 〜 999 h 59 min 59 sまたはOFFに設定可

165 S 〜 3 mS

設定確度
入力電流変動

自動ロードオフタイマ

8 mA

M

動作範囲

ON/OFF可能

4 mA

L

設定確度

ロードオンからロードオフまでの時間を計測
1 s 〜 999 h 59 min 59 sまで計測

その他機能

40 mA

H

分解能

100 μs（100 μs 〜 100 ms）

経過時間表示rms ※5

L

設定可能範囲

25 μs（25 μs 〜 100 μs）

分解能

p-p ※6

M

定抵抗モードファーストシーケンス

0 A 〜 50 A

50 mV
（typ）

H
動作範囲

シーケンス機能H※1

動作範囲

定電圧モード

PLZ334WL

スイッチングモードにおける最低動作電圧（配線インダクタンス成分による電圧降下分を含む）はスルーレート設定1 A/μsあたり約40 mV上昇

動作電圧

（CRモード）PLZ164WLモデル
ノーマルシーケンス

定格（CCモード）

PLZ334WL

0. 3V 〜 30 V

▲リアパネル（後面負荷入力端子はありません）

本機に電流が流れ始める最小電圧。 負荷入力端子にて。
Mレンジの時は、Hレンジのフルスケール。
Vin: 本機の入力端子電圧またはセンシング電圧。
定格電力/30Vの電流にて入力電圧を0.3V～30Vまで変動させた時。
測定周波数帯域幅：10Hz～1MHz。
測定周波数帯域幅：10Hz～20MHz。
入力電流での換算値。センシング端にて。
set=Vin/Rset
入力電圧0.3Vで定格の10%～100%の電流の変化に対して（リモートセンシング時）。
※10 最小時間間隔は2μs。5～50kHzでは最大デューティ比は制限される。
※11 定格電流の2%～100%（Mﾚﾝｼﾞは20%～100%）の電流変化にて10%～90%に達する時間。
※12 入力電流が10%～90%に達する時間。
※13 AC100 V 入力時は約35 A※14 本機は､ClassⅠ機器です｡
本体の保護導体端子を必ず接地してください｡
正しく接地されていない場合、安全性は保障されません｡※15 CPモード以外。
※16 CPモード時。

【ご注意】■仕様、デザインなどは改善等の理由により、予告なく変更する場合があります。■諸事情により名称や価格の変更、また生産中止となる場合があります。■ご注文、ご契約の際の不明点等については弊社営業までご確認ください。また、ご確認のない場合に生じた責任、責務については負いかねることがあります。あらかじめご了承ください。■カタログに記載されている会社名、ブランド名は商標または登録商標です。■カタログに記載されている弊社製品は、使用に当たっての十分な知識を持った監督者のもとでの使用を前提とした業務用機器・装置であり、一般家庭・消費者向けに設計、製造された製品ではありません。■印刷の都合上、カタログに記載されている写真と現品に色・質感等での差異がある場合があります。■このカタログの内容について正確な情報を記載する努力はしておりますが、万一誤植、誤記等などのお気付きの点がございましたら、弊社営業所までご一報ください。

■首都圏南営業所（横浜）TEL：045-593-7543■東海営業所（名古屋） TEL：052-774-8600

本社 〒224-0023 横浜市都筑区東山田1-1-3
TEL：045-593-0200■首都圏東営業所（横浜） TEL：045-482-6458■北関東営業所（さいたま）TEL：048-644-0601■東北営業所（仙台）TEL：022-374-3441■関西営業所（大阪） TEL：06-6339-2203■九州出張所（福岡）
TEL：092-263-3680● 2022 年 10 月発行● 202210PDF91