気中パーティクルカウンター
浮遊菌サンプラー

ケンブリッジフィルターコーポレーション株式会社

次世代パーティクルカウンター❏ ApexZ3:1ft3/min,0.3～10.0μm❏ ApexZ50:100L/min､0.5～10.0μm
グレードA判定測定に最適❏ ステータスランプハンドルで測定中の数値レベルをお知らせ❏ Wi-Fi機能搭載❏ 7インチカラータッチスクリーン❏ Li-Ionバッテリで長時間使用可能
2本使用時:Z3=11hr, Z50=8hr❏ ISO21501-4(JIS B 9921)準拠

データインティグリティ機能
ALCOA+要求に対応❏ ログインパスワード機能❏ 10階層ユーザー権限（任意設定可能）
最大1000名のユーザー登録が可能❏ 監査証跡機能

Attributable
帰属性Legible
判読性

Contemporanepous❏ LIGHTHOUSE専用データ改ざん防止機能
Lsdx形式を搭載

同時性❏ 優れた自己診断機能流量,レーザー強度,機器状態,校正期限を監視

Original
原本性❏ 規格に準拠したサンプルプラン設定が可能
ISO14644-1, EU GMP Annex1, FED 209E

Accurate
正確性ApexZ3❏次世代１ｆｔ３/min仕様標準モデル❏7.0インチマルチタッチスクリーン搭載❏10000回データメモリ, 感熱プリンタ内蔵❏校正はISO21501-4（JIS B 9921)準拠
仕 様

ApexZ50

サ ン プ ル 流 量

1.0ft3/min (28.3L/min)

粒0.3μm (計数効率50%)

径

感度

粒径チャンネル

6CH: 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0μm

最 大 粒 子 濃 度

1,000,000個/ft3 (計数損失10%以下)

外 装 ケ ー ス

ポリカーボネートブレンド樹脂製, 耐VHP

寸 法 ／ 重 量W32.5×D16×H22.5cm ／ 約3.8kg

電ACアダプタ(DC24V), 着脱式Li-ionバッテリ源❏グレードA測定に必須, 大流量100L/minモデル❏7.0インチマルチタッチスクリーン搭載❏10000回データメモリ, 感熱プリンタ内蔵❏校正はISO21501-4（JIS B 9921)準拠
仕 様サ ン プ ル 流 量

100L/min

粒0.5μm (計数効率50%)

径

感度

粒径チャンネル

6CH: 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0μm

最 大 粒 子 濃 度

1,000,000個/ft3 (計数損失10%以下)

外 装 ケ ー ス

ポリカーボネートブレンド樹脂製, 耐VHP

寸 法 ／ 重 量W32.5×D16×H22.5cm ／ 約3.8kg

電ACアダプタ(DC24V), 着脱式Li-ionバッテリ源

ISO14698-1準拠の最新モデル❏ 最適気流速度での衝突サンプリング❏ D50捕集効率に適合 (1.05μm)❏ 外部機関で高い捕集効率再現性を確認❏ 排気用HEPAフィルタ内蔵❏ 3.5インチカラータッチスクリーン❏ 50名のユーザー登録が可能❏ 操作履歴をUSBフラッシュメモリに保存

仕 様

Active Count 100H

Active Count 25H

サンプル流量100L/min ± 4%

25L/min ± 5%

インパクタヘッド

SUS316製, 300 holes
通過速度 19 m/sec

SUS316製, 88 holes
通過速度 19 m/sec

適用ペトリ皿標準90mmペトリ皿対応, 85mm～92mm調整可能
着脱・オートクレーブ滅菌可能ベースプレート

排気HEPAフィルタ

捕集率0.3μmにて99.97%以上

外装ケース

SUS316製

寸法／重量

W12×D12×Ｈ24 ｃｍ ／ 約3.0 kg

電源ACアダプタ(DC24V), 内蔵式Li-ionバッテリ, 8時間駆動

標準付属品

校正証明書, キャリングケース, ペトリ皿ホルダ調整工具, 16GB USBフラッシュメモリ

オプション

サンプリングヘッド(スペアパーツ), ガスサンプリングヘッド

HANDHELD
操作性を追求したハンディ型パーティクルカウンター✅ 3.5インチカラータッチスクリーンで簡単操作✅ HANDHELDはハンディでも6粒径同時計測✅ HANDHELD2016はハンディ唯一の0.2μm対応✅ ３０００回データメモリ、専用ソフトでPCで簡単データ管理✅ 測定データはPCへダウンロードして簡単データ管理

HANDHELD2016

仕 様

0.1ft3/min (2.83L/min)

サ ン プ ル 流 量
粒径

感度

粒径チャンネル（６ＣＨ）

0.2μm (計数効率50%)

0.3μm (計数効率50%)

0.2, 0.３, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0 μm

0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0,10.0 μm

最大粒子濃度

8,000,000個/ft3 (計数損失10%以下)

外 装 ケ ー ス

射出成型プラスチック製, 耐衝撃性

寸 法 ／ 重 量

W12.7×D6.5×Ｈ22.5ｃｍ ／ 約1.0kg

電源

HANDHELD5016

HANDHELD3016

0.5μm (計数効率５０％)
0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0,10.0 μm

ACアダプタ(DC12V), 着脱式Li-ionバッテリ

標 準 付 属 品

パージフィルタ、温湿度プローブ、データ転送ソフト、校正証明書

オ プ シ ョ ン

外部感熱プリンタ、キャリングケース、スペアバッテリ、外部充電器、トレーサビリティ書類

SOLAIR Series
SOLAIR1100LD❏半導体レーザー光源を使用❏使いやすい5.7インチカラータッチディスプレイ
❏21 CFR part11対応USBドライブ搭載
仕 様
サ ン プ ル 流 量

1.0ft3/min (28.3L/min)

粒0.1μm (計数効率50%)

径

感度

粒径チャンネル（８ＣＨ）

0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0μm

最 大 粒 子 濃 度

1,000,000個/ft3 (計数損失10%以下)

外 装 ケ ー ス

ステンレス製

寸 法 ／ 重 量

W20×L37×H26ｃｍ ／ 約10.6kg

電100～240VAC(50/60Hz), 着脱式バッテリ

源

BOULDER COUNTER❏5.0～100μmのワイドダイナミックレンジ対応❏自動車産業他、塗装ブースの測定に最適❏装置等からの粗粒子発塵のモニタリングに仕 様
サ ン プ ル 流 量

1.0ft3/min (28.3L/min)

粒5.0μm (計数効率50%)

径

感度

粒径チャンネル

5.0, 10.0, 20.0, 30.0, 50.0, 100μm

最 大 粒 子 濃 度

1,000,000個/ft3 (計数損失10%以下)

外 装 ケ ー ス

ステンレス製

寸 法 ／ 重 量

W21×D24.5×H26ｃｍ ／ 約5.9kg

電ACアダプタ（DC24V), 着脱式Li-ionバッテリ

源High Pressure Diffuser❏圧縮ガス中のパーティクルを直接測定可能
測定可能ガス：CDA, 窒素, その他不活性ガス❏配管タイプのポート型と直接排気のベント型の２タイプ仕 様

サ ン プ ル 流 量

1.0ft3/min (28.3L/min)
0.1ft3/min (2.83L/min)

圧力範囲30～150psi (2～10.3bar)

対象機

器

1.0ft3/minモデル：ApexZ3/P3/P5, SOLAIR3100/5100
0.1ft3/minモデル：SOLAIR3010, HANDHELD

SOLAIR Series
SOLAIR3100/5100❏SOLAIR3010とセットでフィルタリーク試験に活躍❏校正はISO21501-4（JIS B 9921)準拠
仕 様
サ ン プ ル 流 量

1.0ft3/min (28.3L/min)

粒3100: 0.3μm (計数効率50%)径

感度5100: 0.5μm (計数効率50%)
粒径チャンネル

3100: 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0μm（６ＣＨ）

5100: 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0μm

最 大 粒 子 濃 度

1,000,000個/ft3 (計数損失10%以下)

外 装 ケ ー ス

ステンレス製

寸 法 ／ 重 量

W21×D21.5×H23cm ／ 約6.4kg

電ACアダプタ(DC24V), 着脱式Li-ionバッテリ

源

SOLAIR3010❏フィルタリーク試験の上流側濃度等の高濃度に対応❏1.0ft3/min換算濃度表示機能付き❏校正はISO21501-4（JIS B 9921)準拠
仕 様

1.0ft3/min換算値表示

サ ン プ ル 流 量

0.1ft3/min (2.83L/min)

粒0.3μm (計数効率50%)

径

感度

粒径チャンネル

6CH: 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0μm

最 大 粒 子 濃 度

8,000,000個/ft3 (計数損失10%以下)

外 装 ケ ー ス

ステンレス製

寸 法 ／ 重 量

W21×D21.5×H23cm ／ 約5.0kg

電ACアダプタ(DC24V), 着脱式Li-ionバッテリ

源セット収納ケースケンブリッジフィルターコーポレーション株式会社

Distributed By:

本社:東京都港区芝3-14-2芝ケンブリッジビル TEL 03-6400-5011
相模原サービスセンター TEL 042-770-2061
大 阪営業所 TEL 06-6444-0008
九州営業所 TEL 092-262-6436
名古屋営業所 TEL 052-222-1060
東北営業所 TEL 022-217-2211

CL-2001-6-202304