ALPC / PLM5/ PLM / LSP/ LSP-1300 / LSPG-1760A / SLM

レーザサイドポインター・総合カタログ

竹中センサーグループは、独自のセンサー技術を結集して、様々な分野ですべての企業と人々に価値ある商品をお届けしています。グループ
各社は、今後グローバル化をさらに進めるとともに、創造性を高め技術革新を重ねることによって、よ り 豊 か な 社 会 づ く り に 貢 献 す る こ と を目指しています。

検査機器
カメラ

未来を創造する
竹中のニューテクノロジー
TAKEX High Quality Marking
竹中オプトニックのレーザサイドポインターは、先進医療の分野で欠かせない機器です。高精度な管理を求められるCT、放射線治療装置における日々の精度管理を支えるハイクォリティーなレーザプロジェクターです。

総合目次
品

名

シリーズ名

掲載ページ

自動位置ズレ補正式レーザサイドポインター

ALPCシリーズ

3-4

多機能リモコン式レーザサイドポインター

PLM5シリーズ

5-6

リモコン式レーザサイドポインター

PLMシリーズ

7-8

手動式レーザサイドポインター

LSPシリーズ

9 - 10

可動式サジタルレーザ

SLMシリーズ

11 - 12

オプショナルアイテム

13

品質保証・免責事項

14

Laser Side Pointer

ALPC

自動位置ズレ補正式レーザサイドポインター
国内特許取得、海外特許取得

ALPC－Ｒ■ 特長
レーザのパターンズレを検知し、正常なレーザ投光位置に再調整する機能を搭載。

■■

■■

■■

■■

対向するレーザをモニタするセンサを内蔵し、センサがレーザ位置ズレを検知すると、自動で補正。
従来のグリーンレーザに比べ、10倍の長寿命半導体レーザを採用。
従来のグリーンレーザに比べ、ぎらつきを抑えた目に優しいエメラルドグリーンレーザを採用。

ブルーレーザは鮮明な長寿命スカイブルーレーザを採用。

■■

■■

3

国内特許、海外特許取得。

■ 用途例

ALPC－G

ALPC－B■ 仕様型式

ALPC-R

ALPC-G

ALPC-B

基 準 投 映 距 離2.5m（対向5m）

パ タ ー ン 形 状

十字形

投映パターン寸法

線長：約2000㎜

線幅：約0.8㎜（投映距離2.5mの時）

レーザ

種類

半導体レーザレーザ

規格

出力1mW以下（クラス２：IEC規格）

レーザ

波

長660nm515nm

レーザ寿命（室温25℃）
送受

信方

488nm

平均50,000時間

式

赤外線方式

信号チャンネル数

２チャンネルパ タ ー ン 調 整

操作方式：自動モード：センサによる自動補正 リモコンモード：リモコンによる補正
最大移動量：自動モード：±2.5㎜/距離2.5m リモコンモード：±10㎜/距離2.5m

パターン調整回転

範囲：約±5°

上下左右平行移動

範囲：約±10㎜

操作

電源

ACアダプタ：AC100～120V 50/60Hz（DC12V 2A 出力） リモコン：DC3V（単3乾電池2本使用）

消費電力

20VA以下使 用 温 度 範 囲−10℃～＋50℃（氷結しないこと）使 用 湿 度 範 囲
質＋10℃～＋50℃
20～85% RH（結露しないこと）量約4㎏■ 外形寸法図 UNITmm 一般公差 JIS B0405-m（中級）200
140

4×Φ20取付穴113

光軸（縦ライン）

光軸（横ライン）266

250

モード切替SW

ベースプレート

1004-Φ7取付穴

84140

128160300

1258

本体取付穴寸法4Laser Side Pointer

PLM5

多機能リモコン式レーザサイドポインター

ＰＬＭ５－Ｒ

ＰＬＭ５－G

ＰＬＭ５－B■ 特長
レーザライン位置のリモート微調整が可能で、始業前点検でのアイソセンター合わせが容易にできます。

■■■■

位置記憶・復帰機能で、万一の設定違いでも記憶位置へ復帰できます。

ハンディリモコンで、リニア×2軸、チルト×2軸、回転×1軸、計5軸方向のレーザパターン位置調整が可能■■■■

赤外線リモコン受光／表示 LED 窓CW

CCW

3ポイント照射位置記憶と復帰移動が可能

1台のハンディリモ
コンで10台の微調整が個々に可能■■

ロングパターン■
距離／線長比1：1（例 ： 線長2.5m／投映距離2.5m）

上NEAR
FAR

■■

下右左
機体に対するパターンの移動方向

5■ 仕様型

式

光源

レーレー

ＰＬＭ５－Ｒ

ＰLM５－Ｇ

ＰＬＭ５－Ｂ

種

類

半導体レーザザ

規

格

出力1.0mW以下（クラス２：JISC6802）

ザ

波

長

660nm

515nm

488nm

レーザ寿命（室温25℃）

平均50,000時間

基 準 投 映 距 離2,500mm（カバー前端から）投 映 距 離 範 囲

1,000～6,000mm（カバー前端から）線幅約1mm（基準投映距離にて）

線長約2,500mm（基準投映距離にて）パ タ ー ン 調 整

赤外線式リモコンによる遠隔操作、1CH～10CH、到達距離15m

位 置 記 憶 機 能

ユーザー用×3個所（1st,2nd,3rd）、設置工事時記憶用×1個所(ORG)
X,Y,Xθ,Yθ,Zθの5軸の位置を記憶、F軸（フォーカス）
は対象外

操

作

消費

用

電源

付属ACアダプタによる給電,入力AC100/200V-50/60Hz-0.5A,出力DC12V-1.5A

電力

6VA以下
（ACアダプタ使用時）

使 用 温 度 範 囲＋10～＋50℃

使 用 周 囲 湿 度

20～85％Rh、
ただし結露なきこと

本体

質量約4kgリモコン用電源

アルカリ乾電池

単3(AA)×2本■ 外形寸法図 UNITmm 一般公差 JIS B0405-m（中級）
200
140
100

4-Φ20取付穴8125

光軸（縦ライン）

220

300
250

光軸（横ライン）100
80
4-Φ7 取付穴260240

ベースプレート
128

本体取付穴寸法■ 赤外線リモコン■ オプション

ＰＬＭ５－ＲＭ１０

赤外線リモコンを用いて、レーザラインを正確にアイソセンターで交差させるよう簡単に素早く調整を行えます。

レーザ輝度暗ボタン
速度設定ボタンチャンネル選択ボタン

配置位置への移動ボタン
SET ボタン
レーザ輝度明ボタン
リニア移動部

発注時選定要チルト移動部

・リモコン１台で１０台（１CH～１０CH）まで操作が可能

回転移動部

・ 十字パターンは直角に交わるよ
うに調整済み焦点距離調整部
特殊機能ボタン

BR-2210
首振り金具セット（サジタル、オフセット用）

・ 平行、アオリ、回転移動、焦点距離調整など各種調整が可能
・３ポイントの照射位置メモリー機能・ チャンネル番号は、レーザポン
ター本体にラベル表示

BR-2209
ベースプレートセット（両壁・天井用）

発注時選定要別売品
・ポール （丸脚） OP-1631
外部受信ボックス

発注時選定要・ポール （角脚） OP-1711
・保護カバー PC-2203

6

Laser Side Pointer

PLM

リモコン式レーザサイドポインター

PLM－Ｒ

■ 特長
■■

■■

■■一台のハンディリモコンでレーザパターンを見ながら左右方向の微調整が可能。
従来のグリーンレーザに比べ、10倍の長寿命半導体レーザを採用。
従来のグリーンレーザに比べ、ぎらつきを抑えた目に優しいエメラルドグリーンレーザを採用。

ブルーレーザは鮮明な長寿命スカイブルーレーザを採用 。

■■

レーザ基準：クラス2の安全設計。

■■

7

■ 用途例

PLM－G

PLM－B

■ 仕様型
投式
映距

PLM-R

PLM-G

離PLM-B1m〜6m（基準距離2.5m）

パ タ ー ン 形 状

十字形

投映パターン寸法

線長：約2000㎜

線幅：約0.8㎜（投映距離2.5mの時）

レーザ

種類

半導体レーザレーザ

規格

出力1mW以下（クラス２：IEC規格）

レーザ

波

長

660nm

515nm

488nm

レーザ寿命（室温25℃）

平均50,000時間

パ タ ー ン 調 整

赤外線方式によるリモートコントロール

分解能0.03～0.04㎜/2.5m（リモコンインチング最小移動量）

パターン調整最大移動量

約20㎜（±10㎜）/距離2.5m

パターン調整回転

範囲：約±5°

上下左右平行移動

範囲：約±10㎜操作

電源

ACアダプタ：AC100～120V 50/60Hz（DC12V 2A 出力） リモコン：DC3V（単3乾電池2本使用）

消費

電力

4VA以下

使 用 温 度 範 囲−10℃～＋50℃（氷結しないこと）使 用 湿 度 範 囲質＋10℃～＋50℃
20～85% RH（結露しないこと）量約4㎏■ 外形寸法図 UNITmm 一般公差 JIS B0405-m（中級）200
140
4×Φ20取付穴1138266

光軸（横ライン）250

ベースプレート

1004-Φ7取付穴

84140128160300125

光軸（縦ライン）本体取付穴寸法8Laser Side Pointer

LSP

手動式レーザサイドポインター

■ 特長
■■

■■

可視光半導体レーザによる赤、青、緑を同一外形で標準ラインナップ！
標準で１：１のワイドパターン（投映距離２．
５ｍで線長さ２．
５ｍ）

用途に合わせクロスライン、水平ライン、垂直ラインを選択可能です。

■■

■■
■■

従来LSP-1300シリーズと取付互換付属の六角レンチで、リニア×２軸、チルト×２軸、回転×１軸の合計５軸のレーザパターン位置調整が可能です。

カバーを付けたままレーザパターン位置調整が可能■■

レーザラインの焦点距離調整機能付き（焦点調整範囲 １ｍ～６ｍ）

■■

9

■ 用途例

■ 仕様
型式

LSP-RNT

LSP-GNT

LSP-BNT

レーザ

種類

半導体レーザレーザ

規格

出力1.0mW以下（クラス２：JIS C6802）

レーザ

波

長660nm

515nm

488nm

レーザ寿命（室温25℃）

平均50,000時間基 準 投 光 距 離2,500mm

最 大 投 光 距 離6,000mm

パ タ ー ン 寸 法

2,500mm（基準投映距離にて）パ タ ー ン 線 幅

約1mm（基準投映距離にて）

パターン調整角度

六角レンチによる手動調整、約±100ｍｍ

パターン調整焦点

リング回転による手動調整（据付時のみ）パターン調整回転

六角レンチによる手動調整、
約±5度（据付時のみ）パターン調整上下左右六角レンチによる手動調整、
約±10mm（据付時のみ）本 体 電 源 電 圧

DC5V±10％

本 体 消 費 電 流

400ｍA以下

操作

消費電源

付属ACアダプタによる給電（ADP0520）
入力AC100/200V-50/60Hz-0.3A，出力DC5V-2A

電力

4VA以下

用

使 用 温 度 範 囲+10℃～+50℃

使 用 周 囲 湿 度

20～85％ Rh（結露しないこと）質量約３kg■ 外形寸法図 UNITmm 一般公差 JIS B0405-m（中級）160120107
光軸（縦ライン）559.54-Φ20取付穴

178

215

垂直パターン調整ネジ

水平パターン調整ネジ
100
844-Φ7取付穴
ベースプレート

140

100160255

光軸（横ライン）本体取付穴寸法10Sagittal Laser

SLM-1ASLMG-1A

可動式サジタルレーザ
可動式サジタルレーザは、サジタルレーザパターンが任意の位置を投光表示するシステムです。
又、レーザ投光器の移動、点灯、消灯制御はハンディリモコンで操作し、動作状況は、LCDディスプレイにより確認できます。

■ 特長
■■

■■

サジタルラインを任意の位置に移動することが可能です。
投光表示位置は、リモコン（赤外線通信方式）で行います。

■■

視認性のよい鮮明な十字パターンが投映できます。

■■

大型LCDディスプレイで動作状況を確認できます。

■■

ハンディリモコンにより操作が簡単です。

■■

ACサーボモータにより高精度な位置決めが可能です。
（距離2.5mにて、停上位置精度±0.5mm以下）※SLM-1A…レッドレーザ
SLMG-1A…グリーンレーザ

11

■ 用途例

レーザオートマーキングシステムＸ軸
ＬＡＭＳ２０−０６ＬＤＢ（Ｈ）

ディスプレイLCD-1（壁付けの場合も有り）

■ 仕様
品 名 ・ 型 式

制御ボックス

操作電源・消費電力

AC100V±10%

設

置方法

CNT-SLM
50/60Hz 300VA

床設置固定式位 置 制 御 部

LAMS32LDB163L-60の位置制御

レ ー ザ 制 御レーザの点灯/消灯制御

ディスプレイ制御

LCD-SLMの画面制御

ハンディリモコン制御

SLM-Rからの受信信号制御

使 用 温 度 範 囲＋15℃～＋35℃

使 用 湿 度 範 囲

30～85% RH（結露しないこと）

質量約74kg

寸法

350
（W）
×580
（D）
×815（H）㎜品 名 ・ 型 式

X軸移動モジュール LAMS32LDB163L-60

移動範囲

原点より±250㎜移動

速度30～50㎜/s

停 止 位 置 精 度±0.5㎜以下（距離2.5mにて）停止位置再現性±0.3㎜以下（距離2.5mにて）モータ種類・出力

ACサーボモータ 100W

投映パターン形状・寸法

十字型 線長：600㎜  線幅：約0.8㎜（距離 2.5mの時）

レーザ種類・波長半導体レーザ 635nm（レッド）レ ー ザ 規 格

出力1.0mW以下（クラス２：IEC規格）

レーザ電源・消費電流

DC6V±5% 0.1A以下

質量

約17kg

寸法

220（W）
×180（D）
×1070
（H）
㎜

品 名 ・ 型 式
設

置場

所

ディスプレイ LCD-1
制御ボックスまたは、壁設置

画 面 サ イ ズ

18.1インチ

赤外線受信機能

赤外線レシーバ―を内蔵寸 法 ・ 質 量430
（W）
×218
（D）
×455（H）㎜

約10㎏

品 名 ・ 型 式

ハンディリモコン SLM-R

通式

制御ボックスまたは、壁設置数

17

キ

信方ー

動作距離・角度10m以内 30°

電源・電池寿命

単３乾電池２本

20時間（連続送信状態）

寸 法 ・ 質 量

54（W）
×28.3
（D）
×135
（H）
㎜

約110g

12オプショナルアイテム

設定条件に対応したポール、保護カバーを用意いたしております。

■ポール

■ガード
PO-1396

PO-1631

LSP用

取付孔
4-φ15

φ250
14050

溶接

溶接

381250

300

φ75
30°

φ250

PO-1529

PO-1711

LSP用

PLM/PLM5/ALPC用取付孔
4-φ15×22300
230
1201001631751250

3890

121050（アイソセンター）

1250

220

170

50

4-15×3538150

φ100180215230

溶接

30° 3×2-φ13121250

34φ9061050（アイソセンター）

220170

940

175

3875

150

470

4-15×35 長丸穴
150

R100

GU-1500

PLM/PLM5/ALPC用

150

PC2336S PC-1955

LSP用（金属カバー）

CT用ALPC-R、-G、-B（金属カバー）

PC-1773P PC-2203■ファントムPC-1773

リニアック 用（金属カバー）

HPC-1866

手軽にアイソセンターとの精度確認ができます。
CT装置において、レーザ光とアイソセンターとの位置精度確認用ファントムです。
70mm角×10mm厚の透明アクリル板にφ1のステンレス線が埋め込まれています。
CT撮影時にスライス面との誤差を確認し、原点修正に利用致します。
■ 仕様・外形図
品
名型式
外形材
質
使用温度範囲使用湿度範囲質量

ファントム
HPC-1866
70×70×t10
透明アクリル／SUS線
10℃〜35℃
20〜85％ RH約70g

90°50

ステンレス線 φ1×50 接着

CT用PLM-R、-G、-B（プラスチックカバー）

PLM 5 用（金属カバー）

19

■ ご注意
・ファントムの上に物を置かないで下さい。
・仕様温度範囲を超えますと、樹脂の膨張収縮などにより、精度が狂う場合があります。

70■保護カバー

50300

70

ゴム脚

外形図 DD49894A

仕様等につきましては、お問い合わせいただきますようお願いいたします。
13

品質保証・免責事項
保証規定について納入品の保証期間は、指定場所(国内)に納入後１ヶ年といたします。なお、消耗品的な使用部品などについては対象外とさせていただきます。
ただし、以下の場合は保証期間内であっても保証の対象外とさせていただきます。
（1）
使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷（2）
納入後の移動、輸送、落下などによる故障および損傷（3）
火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷（4）
故障の原因が本機以外にある場合で改善を要するとき（5）
付属品などの消耗による交換保証範囲について納入品の単体保証に限り、保証期間内に弊社の責任による不具合が生じた場合は、不具合部分の修理、または不具合製品の交換を納入場所(国内)にて行います。
ただし、次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。
（1）
カタログや仕様書および取扱説明書などに基づかない、お客様の不適当な取り扱い、並びに使用による場合（2）
弊社が関与していない改造、修理または取り扱い方法による場合（3）
故障の原因が購入品以外の事由による場合（4）
当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害による場合（5）
その他天災や災害などの不可抗力による場合

免責事項について（1）
弊社製品カタログに記載された製品名・型式・仕様・外形寸法・材質・付属品などの記載内容につきましては、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
（2）
製品の在庫状況や製造中止など製品の取り扱いについても変更をする場合があります。
（3）
地震・雷（誘導雷サージを含む）
および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
（4）
本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
（5）
本製品に関し、いかなる場合も当社の費用負担は、本商品の価格内とします。

ご注意事項
納入品の価格には、技術者派遣などのサービス費用は含まれておりませんので、次の場合には別途費用を申し受けます。
（1）
取付調整指導及び試運転立ち合い（2）
保守点検、調整及び修理（3）
技術指導及び技術教育

14レーザポインタ定期点検のおすすめ
保守点検内容（例）リニアック室※詳しい内容はお問い合わせ下さい。

CT室

レーザ機器の状態確認■

レーザ発振管の寿命確認■

リモコン調整機能確認■

自動補正機能動作確認

レーザラインパターン位置確認■

現状のケガキ位置への調整

レーザ調整位置の決定（リニアック室）
例1：ガントリー0度、180度、90度、270度の位置に合わせ墨だし機器設置■ 例2：マシン ISOセンタの中心を示す冶具に対し墨だし機器設置■ 例3：Radiation ISOセンタ中心を示す冶具
に対し墨だし機器設置■

レーザ調整位置の決定（CT室）■■■

TAKEXファントムの撮影
画像中心にファントムが来るまで位置の微調整、撮影を繰り返す
決まったファントム位置に対し墨だし機器設置

レーザ位置の調整作業■設置された墨だし機器に対しレーザサイドポインターを調整■

下げ降りや墨だし機器を使用し、水平、垂直の精度を確認

レーザ調整後最終確認
装置メーカ様や技師様にレーザ位置の最終確認を頂きます
必要に応じ普段のＱＡ，ＱＣでの精度確認を頂き、レーザ位置の最終微調整を行います■ 新たにケガキマーキングを行い普段の位置確認の指標にして頂きます■■

本社

京都市山科区北花山大林町60-1 〒607-8482
TEL（075）592-1688（代）FAX（075）583-3171
E-Mail : info@takex-opt.co.jp

東京営業所

東京都中央区日本橋本石町4-5-1 日東本石町ビル5階 〒103-0021
TEL（03）3279-1681（代） FAX（03）3270-2657
E-Mail : tokyo@takex-opt.co.jp

京都営業所

京都市山科区北花山大林町60-1 TAKEX 北花山ビル 5階 〒607-8482
TEL（075）592-0107（代） FAX（075）583-3179
E-Mail : kyoto@takex-opt.co.jp

2004_NZ2K_CAT.108