計測の新基準 ハンディタイプ・ロガー

THERMICMODEL2300A

サーミック

測定対象
・ 電池 1 個で 390 日連続計測

・ 温度センサ(熱電対／Ｐt100)
・ 直流電圧(1時間インターバル)

・ パルス信号・ 2Ｍフラッシュメモリ搭載

・ プロセス信号・ 最大 90,000 データ保存（6点使用時）
・ 0.1秒の高速サンプリング

スタンダード・ロガーをこのサイズに集約

サーミック2300Ａの測定範囲、確度（周囲温度、15～35℃において）
種別

ファンクション

分解納

測定範囲

確度

熱電対Ｋ（ＣＡ）

0.1℃-240.0～ -2100℃±0.05％ 、±2.0℃

屋外でも使用できるよう防水・防塵機構を備えたマグネシュウム合金製-210.0～ -190.0℃±0.05％ 、±1.1℃◆２Ｍバイトフラッシュメモリ-190.0～ -0.0℃±0.05％ 、±0.7℃

本体に2Ｍフラッシュメモリを内蔵し最大90,000(6 点)スキャンのデータ保存、データ取出しはオンラインダイレクト転送とスマ＋0.0～ ＋1372.0℃±0.02％ 、±0.4℃-200.0～ -150.0℃±0.05％ 、±0.9℃-150.0～ -0.0℃±0.05％ 、±0.7℃＋0.0～ ＋400.0℃±0.02％ 、±0.4℃-200.0～ 0.0℃

±0.05％ 、±0.3℃＋0.0～ ＋630.0℃±0.02％ 、±0.3℃◆フィールド計測対応

ＴＭ

ートメディア を使った転送。フラッシュメモリの採用により電池が無くなってもデータを保存。

T (CC)

0.1℃◆ アナログ6 点、パルス3 点を混在入力 装置内部温度1 点
熱電対や湿度センサ、直流電圧などのアナログ信号6 点と電力量計、日射計、流量計などのパルス入力3 点の計9点、サーミック本体内部温度1点の計測が可能。

白金測温抵抗体PT100（4 線式） 0.1℃

◆ 高速インターバル
最速0.1 秒からの繰り返し計測に対応。

直流電圧±20mV

1μV-19.999～ 19.999mV±0.02％ 、±10μV±200mV

10μV-199.99～＋19.99mV±0.02％ 、±40μV±2V

100μV -1.9999～ ＋1.9999V±0.02％ 、±400μV

±20V

1mV

-19.999～ ＋19.999V±0.02％ 、±4ｍV

1-5V

0.01%

-20.00～ ＋120.00％±0.02％ 、±0.04%

計装信号

4-20mA

0.01%-20.00～ ＋120.00％±0.02％ 、±0.04％

湿度

HUM

0.1％

0.0～ ＋100.0％±0.1％ 、±0.1％

パルス

Pl1ｶｳﾝﾄ

0～57344ｶｳﾝﾄ±5カウント（100Hz）◆ 演算機能データ積算、一次演算結果を必要な物理単位で表示／保存。
◆ 長期無人計測
電池駆動時間(温度6 点) 1 分インターバル約80 日 10 分インターバル約300 日 1 時間インターバル約390 日 内蔵電池により長期計測が可能。

株式会社プリード本社〒197-0802東京都あきる野市草花1117

技術研究所〒197-0012東京都福生市加美平１-26-8笹本ﾋﾞﾙ
Homepage: http://www.prede.com/

TEL042-539-3755FAX042-539-3757

注）確度には端子温度補償、センサ精度は含みません。 パルス入力についての確度は積算時間の時間精度で±50mS です。 従って、入力周波数が1KHｚでは、±50カウントとなります。

内蔵電池◆2CR5パックリチウム電池(１個)
外部電源◆通信アダプタに AC 電源を接続し、AC-DC 変換して供給 又はサーミック・アダプタ及び外部バッテリ◆ケースを使用の場◆ 農業･気象分野

合はDC電源を供給

ビニールハウス電池アラーム機能◆バッテリアイコンで残量レベルモニタ

温度･地温・葉温

動作保証温湿度範囲◆-20℃～ ＋50℃、20％～100％RH

湿度の計測

スリープ機能◆内蔵電池使用中は省エネのためにスリープ状態◆ 建築･住宅分野

消費電力◆動作時 約22mA(センサ電流含まず)
待機時 約80μA

高断熱･高気密住宅の評価〔データ収集〕

本体外形寸法◆約150ｍｍ（H）×92（W）×35（D）◆ 収集されたデータはRS232C/サーミックアダプタを介し、市販の表計算ソフトにて解析。

重量◆約500ｇ(電池を含む)◆ 自然エネルギー分野

付属品◆専用通信ケーブル、データ転送ソフトウェア

太陽エネルギーを使用した湖沼水質浄化システムの計測

●周辺機器

●本体仕様

◆サーミック・アダプタ（MODEL 2302A）

入力点数◆アナログ信号6点／パルス3点／装置内部温度1 点

サーミックによって収録された時系列データをスマートメディアTM※にCSV ファイル形式で書き込む装置です。

入力の種類◆Ｋ, Ｔタイプ熱電対／Pt100／直流電圧／パルス信号◆外部バッテリ・ケース（MODEL 2310A）

入力方式◆温度信号／低熱起電力型フォトモスリレー2 線式

サーミックで長期の計測を可能にする為に用意された防水機構のバッテリ・ケースです。本機にはリチウム電池（2CR5）が 2 個内蔵で端子温度補償◆白金測温抵抗体による端子盤温度補償方式

きます。

端子温度補償精度◆±0.3℃（15～35℃／湿度80％RH以下において）
センサ断線検出◆熱電対測定チャネルに対してバーンアウト計測

他のアダプタ◆パルスアダプタ（2130A）、日射積算アダプタ（2110A）、通信アダプタ（2140A）、温度･湿度センサ（2119A）、

入力コネクタ◆12P防水型温度補償回路内蔵コネクタ（熱電対使用）

ＤＩアダプタ・5bit （2160Ａ）

入力インピーダンス◆全レンジ約3MΩ
許容入力電圧◆±20V相互間入力

アクセサリ◆熱電対入力ケーブル／サーミック・ケーブル／電圧入力ケーブル／パルス入力ケーブル／Ｐｔ入力ケーブル／プロセス入力ケ

スキャン速度◆1～2点／0.1 秒、6点／0.2 秒

ーブル／温度･湿度センサ固定金具／キャリング・ケース

AD変換方式◆積分型AD変換方式
温度ドリフト補償◆基準電圧によるシステム補償

計測データの転送事例

メモリ容量◆2Mバイト フラッシュメモリ、計測の開始から終了までのデータ列を複数記憶可能◆専用通信ケーブルによる直接転送 専用通信ケーブル 2321A

測定インターバル◆01～99（時、分、秒）、100ｍS～900ｍS◆各種アダプタを経由しての転送

クロック精度◆最大月差±１５秒／月(２５℃±2℃)

ース 2310A

インターフェース◆RS-232C◆スマートメディアTMを使用しての転送 サーミック・アダプタ 2302A→メディアリーダ

通信方式◆調歩同期シリアル通信
通信速度◆2400、4800、9600、19200、３８４００bps
データ処理機能◆データ積算、スケーリング演算、３０種類の単位指定●パルス入力信号
入力信号の種類◆接点、TTL
周波数範囲◆DC～1000Hｚ
測定範囲◆測定周期間において0～57344カウント
チャタリング防止機能◆on/off、チャタリング20ｍS以下
入力電位◆アナログ電位に対して非絶縁●一般仕様
電源方式◆外部DC電源、内蔵電池自動切替

サーミック・アダプタ2302A サーミック2300A用通信アダプタ2140A 外部バッテリ・ケ