http://www.onosokki.co.jp/

アナライザの概念が、ここから変わる。

グラデュオ

Graduoマルチチャンネル
データステーション

DS-2000シリーズ

スマート。そして、スピーディ。
計測、解析の新しいスタイル、Graduo誕生。
グラデュオ

機動性、精度、記録、解析。そのすべてにおいて最高のパフォーマンスを実現するために生まれた
Graduo。B5サイズのメインユニットとPCの組み合わせで、音響・振動のデータ解析が、どのような現場でもスピーディかつ確実に行えます。またダイナミックレンジは、24bitAD変換の採用で、100dBを上回るクラス最高の精度を実現。スループットディスク機能で、サンプリングした波形をそのままPCのハードディスクに記録し、PCのみでオフライン解析することもできます。さらに、FFT解析、トラッキング解析、リアルタイムオクターブ解析など、アプリケーションも多彩。
お客様のあらゆるニーズに幅広くお応えします。

【Graduo（グラデュオ）】
製品を通じ、お客様と感動を共有したい。そんな願いを込めてラテン語のGravis「感動的」とフランス語のDuo「二重奏」から、グラデュオと名付けました。

2 Graduo◆私たちをとりまく様々な騒音や振動。これらを低減し、私たちをとりまく様々な騒音や振動。これらを低減し、快適な環境を創造するために生まれた「Graduo」。
快適な環境を創造するために生まれた「Graduo」。

B5サイズ＆２.３㎏のコンパクトボディ。

24bitAD変換、100dB以上のダイナミックレンジを実現。

冷却ファンを不要にした無音設計。

リモコンを標準装備。

スループットディスク機能を採用、PCのみでオフライン解析が可能。

ファイルエクスポート機能によりWAV形式などへのファイル変換が可能。
各種センサのダイレクト入力可能。
AC電源、DC電源、外部バッテリ、内蔵バッテリの4電源に対応。
※DC電源の24Vおよび外部バッテリ、内蔵バッテリはオプション。

Graduo3◆

計測データをPCのハードディスクに直接記録。
…スループットディスク機能

Field

活用分野 フィールド
Graduoの2,4chメインユニットは、コンパクトなB5サイズで、重さも2.3kg。ノートPCやセンサ類もいっしょに入れられる専用のキGraduoャリングケースで、どこへでも気軽に持ち運ぶことができます。またGraduoは、外部バッテリを含めた4電源に対応。しかも各種セスループットディスク機能

ンサのダイレクト入力も可能なため、あらゆる計測現場でフレキセンサ入力シブルに活用できます。さらに、スループットディスク機能により音や振動のデータをPCのハードディスクに連続的に記録。アプリケーションごとにデータをとり直す必要がありません。計測後PCだけをオフィスに持ち帰り、じっくり解析することもできます。

スループットディスク機能
生波形を直接PCのハードディスクに記録できるので、データレコーダに保存したりとり直したりする必要がなくなり、しかも劣化のないデジタルデータとしての保管が可能になります。

4 Graduo◆■最大収録時間（分）
fレンジ

ch

100kHz
40kHz
20kHz

270
175
350

43587175※ただしAD変換長16bitでデータのみ収録時※100kHzレンジはDS-0226使用時のみ

8―
44
87

16―
―
44

PC単体での解析や二次処理も可能。
…オフライン解析Lab@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?
@@@@h?
@@@@h?
@@@@h?
@@@@h?
@@@@h?
@@PC@@@@@@@@@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@@@
@@@@
@@@@@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@@@@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

オフライン解析ORF※

FFT・RTA・トラッキングなど@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

ファイルエクスポ−ト機能（オプション）

WAV
DADiSP
MATLAB
UFF

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

ニ次処理解析

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@g@@g@@g@@g@@g@@g@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@?@@?@@?@@?@@?@@?@@?@@@@@@@@?@@@@@@@@

活用分野 研究・実験室
Graduoのチャンネル数は、最小2chから最大32chまで必要に応じて拡張することが可能。無響室での音響パワーレベル測定や大型構造物の振動解析など、多くの入力を必要とする実験室や研究室での測定にも威力を発揮します。またGraduoは、冷却ファンを必要としない無音設計。無響室で微小な音を測定する時にも、自らのノイズを一切発生することなく100dB以上のダイナミックレンジで高精度な解析が行えます。さらに、測定結果のファイルフォーマットは、他の二次処理ソフトに合わせて選択することもできます。

※Onosokki Record File
〈エクセル用マクロライブラリ……エクセルを使ってマクロを組むソフトを無償で提供します。
〉

オフライン解析

ファイルエクスポート機能

スループットディスク機能で記録したデータは、計測スループットディスク機能によりORF形式でファイルユニットを切り離してPCのみで解析することができまされたものを、WAVやDADiSPなどのフォーマットにす。また、複数のアプリケーションを同時に処理するこ変換し、他のアプリケーションソフトで二次処理することも可能です。とができます。

Graduo5◆Software

多彩なアプリケーションで、FFT解析／リアルタイムオクターブ解析［オフライン解析によるFFT・リアルタイムオクターブ同時解析例］

DS-0221/0223/0224/0243
FFT解析は、2chから最大32chまで同時に信号処理を行い、最大で40kHzレンジ、1/6400の周波数分析が可能です（100kHzレンジで4chまでの解析のできるユニットの選択も可能です）。同様に、リアルタイムオクターブ解析も2chから最大32chまで同時に解析できます。また、スループットディスク機能で作成したORFファイルをオフライン解析する際、FFT解析とリアルタイムオクターブ解析を同時に行うことも可能です。
（スループット機能の制限でリアルタイムオクターブ解析を20kHzバンドまでオフライン解析できるのは、4ch以下。
）
LAシリーズ騒音計

MI-3110定電流対応マイクプリアンプ
NP-3000シリーズ
アンプ内蔵加速度ピックアップ

トラッキング解析

Graduoエンジン

DS-0222/0244

マイクロホン

定比、定幅、タイムトラッキング、位相トラッキ
ング、トラッキングファイルの平均機能など、トラッキング解析に必要な機能を提供します。
また、スループットディスク機能で収録したデータのオフラインでのトラッキング解析や、リアルタイムオクターブバンドのトラッキング解析も行えます。
［オフラインによるトラッキング線図］

回転センサ［カラー三次元表示の出力例］

加速度
ピックアップ

Graduo

電源ユニット PS-012［リアルタイムオクターブバンドのトラッキング解析］（リアルタイムオクターブ解析のオプション機能）

6 Graduo◆、高次元の測定・解析を実現。
音響インテンシティ
DS-0225/0226
GraduoGraduoは、一次元または三次元用の音響インテンシティ用マイクロホンプローブをダイレクトに入力することができます。三次元プローブでインテンシティを測定すると、リアルタイム音源探査や三次元カラーマップ、コンター表示、三次元ベクトル表示などのマップ解析ができます。

ダイレクト
入力
テトラホン

［ベクトル表示］［コンター表示］音響パワーレベルDS-0231/0234/0255
ISO3741〜3748、7779※、JIS Z8732〜8734、
X7779に準拠した音圧法音響パワーレベル測定や、ISO9614に準拠したSI法音響パワーレベル計測が行えます。また、SI法ではディスクリート法とスキャニング法の両方をサポートしています。
［SI法］（ディスクリート法）［音圧法］

Graduo（スキャニング法）※オプション

Graduo7◆

Software
モード解析／
実稼動アニメーション

GraduoWS-7340/DS-0241M など
24bit AD変換、100dB以上のダイナミックレン
ジで、高精度な周波数応答関数の解析が行えます。チャンネル数は最小2chから最大32chまで拡張可能。大型構造物の振動モード解析や実稼動アニメーションなど、多くの入力を必要とする計測に有効です。
また、２信号出力による多点同時加振や、CATsystemの併用によるシームレスなモード解析も行うことが可能です。

加振応答
波形信号

［周波数応答関数］［シームレス計測ソフト（CAT-system）］［モード解析図］

3軸加速度
ピックアップ［実稼働アニメーション］
実稼働アニメーションとは実際に振動する様子を可視化するソフトです。

Graduo8 Graduo◆時間ー周波数解析

音質評価

Graduoで収録した時間軸波形データファイルを短時間フーリエ変換／ウェーブレット変換／ウィグナー分布解析の各演算処理を行います。
これらの解析は、時間・周波数の軸上における非定常信号の解析に有効な手法です。

Graduoは、快適な音を創造するための評価方法として、ラウドネス、ラフネス、シャープネス、変動強度の４つのパラメータを提唱します。これらは、心理音響技術の分野における人の感性による評価です。
バイノーラルヘッドとの組み合わせで、より人間の耳に近い計測・分析を実現します。

遮音吸音計測燃焼解析

DS-0230

WS-5160

DS-0232/0252/0253/0254

スピーカ

マイクロホン×5

音源室

スピーカ

DS-0228 など

Graduoマイクロホン×5

受音室

パワーアンププリンタ

ISO140シ リ ー ズ 、JIS A1409、JIS A1416〜1419に対応。ホールや会議室などの建築物や建築材料を評価する際に必要とされる音響透過損
失、室間レベル差、床衝撃音、吸音率、残響時間といった測定が可能です。
また、測定結果はグラフやリスト表示でき、報告書の作成も容易に行えます。

エンジンの燃焼過渡現象における動的挙動を高速かつ高精度に解析。筒内圧、針弁リフト量などのデータを、１サイクルごとに同時処理できます。
汎用解析用入力モジュールと燃焼解析用モジュールの同時設定も可能。１台の計測ユニットで、音・振動解析から燃焼解析まで、エンジンの動特性を多角的に評価できます。

Graduo9◆Hardware

充実のシステム構成で測定
Graduoは、2chまたは4chのユニットを組み合わせ、最大32chまで拡張することができます。

■システム構成検出器（100kHzユニットは16chまで）

LVシリーズ
レーザドップラ振動計

4chメインユニット

2chメインユニット

100kHz 対応ユニット

32ch構成例

NP-3331
加速度ピックアップ

NP-0140シリーズ
センサケーブル

NP-3000シリーズ
プリアンプ内蔵型加速度ピックアップ（2ch 入力＋ 1ch 出力ユニットの例）
モニタ用ラインアウト

NP-0120/0130シリーズ
センサケーブル

振動

NP-2000シリーズ
電荷出力型加速度ピックアップ

NP-0021

セン
サ入力CH-6130/6140
チャージコンバータ

NP-0120/0130シリーズ
センサケーブル

センサ入力

電圧入力

［Graduo］

NP-3560A
三軸型加速度ピックアップ

XYZ軸
センサ入力

NP-0021×3
GK-3100
インパルスハンマ
センサ入力

LAシリーズ
騒音計

電圧入力

セン
サ入力

回転入力

電圧入力

外部
リモー
ト

1/4インチ マイクロホン

MI-1531

MI-3140

音圧校正器

騒音

MI-1211SC-3100

SC-2120

MI-3310プリアンプ

MI-3110

プリアンプ

汎用マイクロホンユニット（オプション）

マイクロホン

MI-1233
MI-1431マイクロホン

MX-100シリーズ
両端BNC同軸ケーブル
MI-6410DS-0295
リモートコントローラ
DS-2102/2104
メインユニットに付属

一次元SIプローブ（MI-0600

MI-6420
三次元SIプローブ（テトラホン）

SIマイクロホンユニット（オプション）

MI-0620
PS-012
電源ユニット回転

MX-700シリーズケーブルMP-981/LG-916 回転検出器

10 Graduo◆その他のアンプ

AC100V）

・解析をサポート。
■ソフトウェア
DS-0221DS-0222
DS-0223
DS-0224
DS-0221DS-0225
DS-0222
DS-0226
DS-0223
DS-0227
DS-0224
DS-0230
DS-0225
DS-0231DS-0226
DS-0232
DS-0230
DS-0234
DS-0231DS-0238
DS-0232
DS-0242
DS-0234
DS-0243
DS-0243
DS-0244
DS-0244
DS-0246
DS-0247
DS-0247
DS-0250
DS-0250
DS-0251
DS-0251
DS-0252
DS-0252
DS-0253
DS-0253
DS-0254
DS-0254
DS-0255
DS-0256
DS-0257★ 残響時間を測定するにはDS-0271Aまたは0272Aが必要☆ DS-0271Aまたは0272Aが必要

汎用FFT解析
トラッキング解析
1/1、1/3リアルタイムオクターブ解析
DS-0223が必要
1/Nリアルタイムオクターブ解析
汎用FFT解析
三次元音響インテンシティ解析☆
トラッキング解析☆
音響インテンシティ解析
1/1、1/3リアルタイムオクターブ解析
フィールドバランシング
1/Nリアルタイムオクターブ解析
時間ー周波数解析
三次元音響インテンシティ解析
音響パワー計測（音圧法）
音響インテンシティ解析★
遮音吸音特性計測
時間ー周波数解析
音響パワー計測（SI法）
音響パワー計測（音圧法） ☆
☆
SI法音響透過損失計測
遮音吸音特性計測☆
サーボ解析
音響パワー計測（SI法）
DS-0223が必要
オクターブトラッキング解析
オクターブトラッキング解析
DS-0222が必要
キャンベル線図機能
キャンベル線図機能
MATLAB
アダプタ
ハードコントロールライブラリ（OCX）
ハードコントロールライブラリ（OCX）
スループットディスク機能
スループットディスク機能
ファイルエクスポート機能
DS-0250が必要
ファイルエクスポート機能
遮音特性計測★
遮音特性計測床衝撃音計測★
床衝撃音計測残響室法吸音率機能☆
残響室法吸音率計測
DS-0231が必要
放射音計測（ISO7779）
損失係数計測DS-0242が必要
2マイクロホン法垂直入射吸音率計測 DS-0271Aが必要■ハードウェア
DS-2100

メインユニット

DS-2102

2chメインユニット（2ch基本セット）

DS-2104

4chメインユニット（4ch基本セット）

DS-02622ch汎用入力ユニット（増設用）

DS-0264

4ch汎用入力ユニット（増設用）

DS-0266

2ch 100kHz 対応 入力ユニット

DS-0271A

1ch信号出力モジュール（メインユニット内に内蔵）

DS-0272A

2ch信号出力ユニット

DS-0273

1ch 100kHz 対応 信号出力ユニット

DS-0285

音響インテンシティマイクロホンユニット

DS-02862ch汎用マイクロホンユニット（2chバイアス型マイクロホン用）

DS-0287

4ch汎用マイクロホンユニット（4chバイアス型マイクロホン用）

DS-0290

AC電源ユニット（10ch以上の時に必要）

DS-0291

DC電源ユニット（DC24V使用時に必要）

DS-0292
DS-0296内蔵バッテリユニット（8chまで）
ONO-LINKⅡ（デスクトップPC用インタフェース）

DS-0297

ONO-LINKⅡ（Card）（ノートPC用インタフェース）■汎用FFT解析の仕様

CD-ROM／
プロテクトキー●表示データ

時間領域：時間波形、自己/相互相関関数、インパルスレスポンス、オービット（リサジュー） 他
振幅領域：振幅確率密度/分布関数
周波数領域：パワースペクトル、パワースペクトル密度、エネルギースペクトル密度、位相スペクトル、クロススペクトル、FRF（リアル、イマジナリ、ナイキスト線図）、コヒーレンス関数、コヒーレントアウトプットパワー、1/1、1/3オクターブ分析（パワーSPの束ね） 他●演算機能

逆フーリエ変換、周波数微積分、ヒルベルト変換、開閉ループ計算、減衰比計算、FRF逆数計算、四則演算●表示モード表示画面数：1画面、2画面、3画面、4画面、8画面
重ね書き表示モード、三次元表示モード、リスト表示

他■システム構成例
2ch FFTセット

4ch FFTセット

4ch FFT＋トラッキ
ング＋スループット

8ch FFT＋トラッキ 4ch FFT＋リアルタ
三次元ング＋スループット イムオクターブ解析 音響インテンシティ

10ch
音響パワーレベル

遮音吸音（10ch）¥1,560,000より¥1,920,000より¥2,370,000より¥3,020,000より¥3,580,000より¥4,510,000より¥2,270,000より¥4,740,000より（税込￥1,638,000より）（税込￥2,016,000より）（税込￥2,488,500より）（税込￥3,171,000より）（税込￥2,383,500より）（税込￥4,977,000より）（税込￥3,759,000より）（税込￥4,735,500より）

DS-2102
DS-0296またはDS-0297
DS-0221V

DS-2104
DS-0296または
DS-0297
DS-0221W

DS-2104
DS-0296または
DS-0297
DS-0221W
DS-0222W
DS-0250W

DS-2104
DS-0264
DS-0296または
DS-0297
DS-0221W
DS-0222W
DS-0250W

DS-2104DS-0296または
DS-0297
DS-0221W
DS-0223W

DS-2100
DS-0285
DS-0271A
DS-0296または
DS-0297
DS-0225
MI-6420
MI-0620

DS-2102
DS-0264×2
DS-0271A
DS-0296またはDS-0297
DS-0231DS-0290■専用キャリングケース（オプション） ノートPCとGraduoが収まる専用ケース。
（3ユニット構成まで）

2回転入力¥別途お見積りDS-2102
DS-0264×2
DS-0272A
DS-0290DS-0296またはDS-0297
DS-0232

DS-2104
DS-0296またはDS-0297

100kHz2ch FFT

100kHz2ch サーボ¥2,010,000より¥2,210,000より※２回転入力用の改造が必要

WS-5245（税込￥2,110,500より）（税込￥2,320,500より）

DS-2100
DS-0266
DS-0273DS-0297
DS-0221VCC-0025 ソフトケース

DS-2100
DS-0266
DS-0273DS-0297
DS-0242CC-0026 ハードケース■周辺機器

DS-0295 リモートコントローラ／ケーブル（DS- DS-0297 ONO-LINK2
DS-0001 タテ置きスタンド（Card）（ノートPC用 DS-0296 ONO-LINK2（デスクトップPC用
2102／2104メインユニットに付属）
インタフェースカード／ケーブル）
インタフェースボード／ケーブル）

Graduo11◆

マルチチャンネルデータステーションGraduo〈DS-2000シリーズ〉仕様
DS-2102/2104 2ch/4chメインユニット
メインユニットでは、組み合わされた入力ユニットからのディジタル信号と、パルス信号をDSPにて高速演算し、PCへのデータ転送、その他のインタフェースを行います。
■性能、機能

■一般仕様

演算機能

電源
消費電力
使用温度範囲
保存温度範囲
外形寸法
質量
冷却ファン

FFT演算、リアルタイムオクターブ実効値演算、クロックコントロール（トラッキング等）、アナログコントロール、PCとのインタフェース
周波数レンジ
2〜16ch：4mHz〜40kHz（58レンジ）
17〜32ch：4mHz〜20kHz（57レンジ）
FFTリアルタイムレート 40kHz/4ch、20kHz/8ch、10kHz/16ch（2048点以下で内部サンプル時）
レコードメモリ
128MB固定（ch当りの容量は使用ch数に反比例）
レコード時間5分27秒（8ch/5kHzレンジ時）
処理ch数
2〜32ch（2ch毎）
最大ユニット数
入出力ユニット合計で8ユニットまで、電源ユニットは2ユニットまで
外部サンプル入力 1ch、AC/DC、±0.5〜±10V、入力周波数範囲0〜85kHz±10％（−3dB、帯域外フィルタ付）、入力パルス数/回転0.5〜1024
外部トリガ入力
1ch、AC/DC、±0.5〜±10V
PCインタフェース ONO-LINK2/PCI、またはONO-LINK2（CARD）/PCMCIA（CardBus）にて、PC-AT互換PCとのインタフェースを行う
リモートコントロール 標準付属（5つのキーに操作機能を割り付けることが可能）

DC12V（DC9〜16.5V）
15VA（2ch時）〜80VA（32ch時）
0 〜 +40°
C-10 〜 +60°
C257
（W）
×74〜344（H）
×182（D）mm
約2.3kg（2ch時）〜11kg（32ch時）
無し

■環境
環境条件
最高高度
汚染度
設置カテゴリー

屋内使用
2000m
2

■CE適合規格
安全EMC

EN61010-1:1993+A2:1995
EN55011:1998
EN61000-6-2:1999

DS-0262/0264 汎用入力ユニット
周波数解析用の汎用入力ユニットで、DS-2102またはDS-2104メインユニットと組み合わせて多チャンネル構成にできます。またディジタルフィルタを搭載し、各種フィルタ演算を実行します。
100kHzの場合
チャンネル数2ch（DS-0262）、4ch（DS-0264） 2ch（DS-0266）
入力コネクタ
BNC→
入力形式
シングルエンデッド→（アイソレート）
入力インピーダンス 1MΩ、100pF以下→
入力結合
DCまたはAC（0.55Hz±5％にて−3dB） →センサ用電流2mAまたは4mA→
アナログフィルタ 音響A、B、C特性→
入力電圧レンジ−40〜＋20dBVrms 10dB刻み→
絶対最大入力電圧 AC70Vrms 1分間（50Hz）→

DS-0271A/0272A

100kHzの場合
入力レベルモニタ 過大入力で、赤色LED点灯（フルスケールレンジの90％） →周波数範囲
0Hz〜40kHz
0Hz〜100kHz
サンプリングレート 32kHz、44.1kHz、48kHz、51.2kHz、64kHz、102.4kHz 他 51.2k、64k、128k、256kHz 他
A/D変換器24bit ΔΣ型
16bit
ダイナミックレンジ 100dB以上
90dB以上ch間クロストーク −100dB以下（1kHz）→
ch間ゲイン確度±0.3dB以内→
ch間位相確度±0.5度以内（DC〜20kHz）、±1.0度以内（20〜40kHz） →ディジタルフィルタ FFTアンチエリアシングフィルタ→

信号出力DS-0271は、DS-2100メインユニットに内蔵するモジュールタイプ、DS-0272は、ユニットタイプで、正弦波、スウェプトサイン、疑似ランダム、ランダム、100kHz
インパルス、オクターブバンドノイズを出力できます。
100kHzの場合
チャンネル数
1ch（DS-0271A）、2ch（DS-0272A：2ユニットで4ch出力も可能） 1chユニット（DS-0273）
出力インピーダンス 50Ω±10％50Ω、0ΩD/A変換器
20bit ΔΣ型
16bit
変換レート
32kHz、44.1kHz、48kHz、51.2kHz、102.4kHz他 51.2k、64k、128k、256kHz 他
周波数範囲
0Hz〜40kHz
0Hz〜100kHz
出力電圧振幅±10mV〜±10V
→

信号の種類

正弦波、スウェプトサイン、ランダム、疑似ランダム、インパルス、オク
ターブバンドノイズ、ピンクノイズ、タイムレコードデータのアナログ出力
適応FFT解析長
64 / 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048 / 4096
出力モード
連続/単発バースト/連続バースト
電圧振幅確度±0.5dB以内
オクターブバンドノイズ 1/1oct 1Hz〜16kHz 15バンド・1/3oct 0.5Hz〜20kHz 47バンド

動作環境 ※
OSはWindows95（OSR2）/98/Me/2000/NT4.0（SP5）/XP
PCとの接続はデスクトップ：PCI BUS

ノートPC：PCMCIA（CardBus）※アプリケーションソフトウェアの種類によっては、PC動作環境に制限があります。
※Windows95（OSR2）/NT4.0（SP5）はOS自身がCard Busに対応しておりません。
※2回転入力システムはメモリが256MB以上必要です。尚、Windows2000 / NT4.0（SP5）/ XPには対応しておりません。

CAT .NO.1616-11 Printed in Japan 053 (OK) 3K '05.3月改訂の場合→→→→→→