PPTP-204-535

取扱 説

明 書

プラグイントランスデューサ
パルスアイソレータ
PPTP2

PPTP-204-535

このたびは、当社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品を正しく取り扱っていただくために必要な事項について記載されていますので、ご使用の前に必ずお読みください。

安全上のご注意 使用環境条件
本製品は下記の条件を満たす環境でご使用ください。環境条件を満たしていない場合、誤動作や故障、性能や寿命を低下させるおそれがあります。
 周囲温度-10～+55℃、湿度 30～85％RH の範囲内の場所
 ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所 (腐食性ガス：SO2 / H2S など)
 振動や衝撃のない場所
 外来ノイズの少ない場所
 標高 1000m 以下の場所
 屋外盤での使用条件
屋外盤で使用する場合、下記の事項にご注意ください。
 本製品は、防塵、防水、防滴構造ではありません。塵埃の発生する場所は避け、雨や水滴が直接当たらない場所に設置してください。
 直接日光が当たる場所には設置しないでください。本製品に直射日光が当たりますと銘板の変色及び劣化することがあります。また、表面の温度上昇によりケースが変形する恐れがあります。
 取付・接続取付や配線を行うときは取扱説明書を参照のうえ、下記注意事項を守り専門技術を有する人が行ってください。
 結線は結線図を確認のうえ、行ってください。不適切な結線は機器の故障や焼損、火災の原因となります。
 活線作業は禁止してください。感電・機器の故障・焼損・火災・ガスなど爆発の原因となり大変危険です。
 通電電流に適したサイズの電線を使用してください。不適切な電線の使用は火災のおそれがあります。
 ねじの締付け後、締付け忘れがないことを確認してください。緩んだ状態は火災、誤動作の原因となります。

 保守・点検 通電中の点検は、危険ですので行わないでください。
 定期点検における交換部品はありません。
 活線状態でやむを得ず出力を点検する際は、入力及び補助電源端子に出力配線及び人体が触れないように注意してください。
 清掃する場合、乾いた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。
アルコールなどの有機溶剤や化学薬品、クリーナーなどは使用しないでください。
 保管
長期間保管する場合は、下記のような場所で保管してください。
 周囲温度-40～+70℃の範囲内の場所
 日平均温度が 40℃を超えない場所
 ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所
 振動や衝撃のない場所
 製品にアルミ電解コンデンサを使用していますので、ご購入後なるべく 1 年以内に電源通電をしてください。
 故障時の処置
故障の場合は原則、現品を引き取り修理することになります。
 廃棄
本製品を燃やしますと、環境に悪影響を与えます。本製品を廃棄する場合は一般産業廃棄物（不燃ゴミ）としてください。
本製品には水銀部品、ニッカド電池は使用していません。
 保証期間保証期間はご注文主のご指定場所に納入後一年と致します。

1

PPTP-204-535

目次

安全上のご注意 ･････････････････････････････････････････････････････････････

1

1. 製品概要 ････････････････････････････････････････････････････････････････

3

2. 取扱説明
2.1 外形寸法図 ････････････････････････････････････････････････････････････

3

2.2 取付け時の注意事項 ････････････････････････････････････････････････････

3

2.3 組合せ取付け寸法例 ････････････････････････････････････････････････････

3

2.4 取付け ････････････････････････････････････････････････････････････････

4

2.5 結線図 ････････････････････････････････････････････････････････････････

5

2.6 結線時の注意事項 ･･････････････････････････････････････････････････････

5

2.7 取扱上の注意 ･･････････････････････････････････････････････････････････

5

2.8 出力部回路構成 ････････････････････････････････････････････････････････

6

3. 動作原理
3.1 構成図 ････････････････････････････････････････････････････････････････

7

3.2 動作説明 ･･････････････････････････････････････････････････････････････

7

4. 仕様及び性能
4.1 仕様 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

8

4.2 形名指定事項 ･･････････････････････････････････････････････････････････

9

4.3 性能 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

9

5. トラブルシューティング ･･････････････････････････････････････････････････ 10

2PPTP-204-535

1. 製品概要
本製品は、入力パルス信号を絶縁して 2 出力のリレー接点又はオープンコレクタで出力するプラグインタイプのパルスアイソレータです。
入力、出力、補助電源間及び出力相互間が絶縁されておりグランドループの除去を行っていますので、ほかの機器と電気的結合による漏れ電流を防止できます。

2. 取扱説明
2.1 外形寸法図
端子配列については結線図をご参照ください。
（ソケット）
12350

ソケット

7.82-φ4.5穴

7640±0.2468780(19)8410450

本体

ロック

2.2 取付け時の注意事項
取付けに際し設置場所の環境条件は機械的振動、塵埃及び腐食性ガスが少なく、また、付近に大電流母線や可飽和リアクトルなどによる強電磁界の影響がない屋内を選定してください。
製品の寿命は周囲温度により影響を受けますので、高温多湿な場所への設置は避けてください。
取付け姿勢は特に制限はありません。
取付け方法は 35mm 幅 DIN レールによる取付けとねじによる取付けが選択できます。
ねじ取付けの場合、M4 ねじで取付けてください。(ただし、ねじは付属しておりません。また、ねじの締付けトルク
は 1.0～1.3N･m としてください)
横並び相互間隔及び上下間隔は放熱と配線スペースを考慮し、2.3 項「組合せ取付け寸法例」以上の空間を設けてください。端子裸充電部と周囲の金属パネルとの空間距離は 10mm 以上確保してください。

2.3 組合せ取付け寸法例 (単位 mm)
パネル取付の場合

レール取付の場合

レールはIEC,DIN規格の35mm幅レール(強化型)をご使用ください。
空気の自然対流による放熱を考慮して上記以上の空間距離を設けてください。

3PPTP-204-535

2.4 取付け2.4.1 DIN レールとの着脱方法<注意> 本体部をソケットから取外し又は取付けの際、危険防止のため必ず入力信号を遮断してから実施してください。
(1) ソケット固定方法
ソケット底面のスライダーを下側にして、爪をレールに引っ掛けてから、ソケット下部を図の矢印方向に押し込んで固定してください。

(2) 本体とソケット固定方法
本体のラベルの文字が正しく読める方向にして、まっすぐ差し込み、奥まで差し込んだ後にソケットについている黄色いストッパーで本体を固定してください。

(3) ソケットから本体を取り外す方法
ストッパーを外し、本体をまっすぐ手前に引き抜いてください。

(4) ソケットを外す方法
ソケットのスライダーの溝にドライバーを差し込み、図の矢印方向に引きながらソケット下部を手前に引いて外してください。

<注意>
本体を斜めに抜き差しすると端子が曲がり、ソケットとの接触不良などの障害の原因となります。

2.4.2 ねじによる取付け
ソケットのストッパーを外し、本体をまっすぐ手前に引き抜いてください。
ソケットを M4 ねじで取付け、配線後に本体を取付けてください。
(ただし、ねじは付属していません。ねじの締付けトルクは M4：1.00～1.30N･m)

4

PPTP-204-535

2.5 結線図
配線は「安全上のご注意」を参照し、結線図に従い正しく結線してください。

OUTPUT OUTPUT
2
1
6 5 4 3－ ＋ － ＋SOCKET＋ － ＋ －7 8 1 2AUX.
INPUT
SUPPLY()内の極性は、補助電源が DC 電源の場合です。

2.6 結線時の注意事項
入力と出力の配線を分離し、ノイズに対する配慮を実施してください。
また、ノイズ源となる電力線及び急峻な電圧、電流がある線とはできるだけ離してください。
特に、ノイズの著しい環境下に於いてはシールド線をご使用ください。
端子ねじの締付けトルクは M3.5 ねじで 0.7～0.9N･m です。

2.7 取扱上の注意事項
・オープンコレクタ出力の負荷電圧、電流は定格範囲内でご使用ください。
定格以上で使用しますと、内部トランジスタ破損の原因となります。
・リレー接点出力の負荷電流は、定格以下でご使用ください。定格以上で使用しますと、接点寿命が短くなります。

5

PPTP-204-535

2.8 出力部回路構成■ オープンコレクタ出力時

Tr.オープンコレクタ出力時

Q

P・出力パルスについて

LOAD

ON

3(+)

OFF
第一出力

内部トランジスタ Q が ON したとき、負荷が動作します。

4(-)
・内部トランジスタ Q の開閉容量は DC24V, 100mA がMAX です。
逆極性の電圧は印加しないでください。

COMP
LOAD
Q

5(+)
第二出力6(-)

COM■ リレー接点出力時

リレー接点出力時

P・出力パルスについて

LOAD

ONOFF

3
第一出力
4

接点が ON したとき、負荷が動作します。
接点容量：AC100V, 2A (cosφ＝1),
DC24V, 2A (抵抗負荷)
電気的寿命：lO 万回以上 (抵抗負荷)
機械的寿命：5000 万回以上

COM
P
LOAD
5
第二出力
6

COM

6

PPTP-204-535

3. 動作原理
3.1 構成図

1(+)

定電流回路

INPUT

AUX.
SUPPLY

リレー出力時

2(-)

電圧変換器

比較器

スイッチング
回路

7(+)

電源
絶縁回路

電源回路

基準電圧回路

8(-)

各部へ

リレー

3(+)
OUTPUT 14(-)5(+)
OUTPUT 26(-)

フォトカプラ3(+)
OUTPUT 1
4(-)
5(+)
OUTPUT 26(-)

オープンコレクタ
出力時3.2 動作説明
定電流回路から約 DC5mA を発生させ、入力のパルス信号を検出して電圧信号に変換した後、比較器にて基準電圧と比較します。
比較後、スイッチング回路を経てリレー又はフォトカブラで入力と出力を絶縁して出力します。

7

PPTP-204-535

4. 仕様及び性能
4.1 仕様
項目
検出電圧
ON 電流
入力導綿抵抗入力信号方式

無電圧入力

最大入力周波数
最小パルス幅 (１)オープンコレクタ

出力信号方式
リレー接点（2a)

補助電源

使用温湿度範囲
保存温度範囲外箱の材質
外観色
質量
製品保証期間

負荷容量
最小適用負荷
残留電圧
漏れ電流
リレ一形名
接点容量
電気的寿命
機械的寿命
最小適用負荷

仕様
DC24V
DC5mA
3kΩ以下
40Hz (オープンコレクタ出力)
1Hz (リレー接点出力)
6ms 以上 (オープンコレクタ出力)
20ms 以上 (リレー接点出力)
DC24V, 100mA（抵抗負荷）
DC5V, 3mA
5V 以下 (出力 ON 時の残留電圧)
3mA 以下 (出力 OFF 時の漏れ電流)
DSP2a-DC24V（パナソニック製）
AC100V, 2A (cosφ＝1), DC24V, 2A (抵抗負荷)
10 万回以上（抵抗負荷）
5000 万回以上
DC5V, 10mA

AC100V (-15%, +10%) 50/60Hz 2.5VA
AC110V (-15%, +10%) 50/60Hz 2.5VA
AC200V (-15%, +10%) 50/60Hz 2.5VA
AC220V (-15%, +10%) 50/60Hz 2.5VA
DC 24V (-15%, +10%)
1.5W-10～+55℃ (年間平均温度 40℃以下) ，30～85％ RH (結露しないこと)-40～+70℃
本体
ABS(V-0)
ソケット ガラス入り PBT 樹脂
本体、ソケット：マンセル N1.5 (黒色) ，前面板：藍色
AC 電源：500g ，DC 電源：400g
製品納入後 1 年間

注(１) 最小パルス幅とは、1 周期の ON から OFF もしくは OFF から ON になるまでの時間のことです。
入力－出力関係
(1)

無電圧入力
40Hz

(2)

オープンコレクタ出力
40Hz

無電圧入力
1Hz

1000ms 以上

25ms 以上

入力

リレー接点 (2a) 出力
1Hz

20ms 以上

入力

6ms 以上(最小パルス幅)(最小パルス幅)

出力

出力3ms 以下3ms 以下(応答時間)(応答時間)

810ms 以下

10ms 以下(応答時間)(応答時間)

PPTP-204-535

4.2 形名指定事項
ＰＰＴＰ２－ (1) (2)

記号
23

出力
オープンコレクタ出力
DC24V, 100mA
リレー接点（2a) 出力
AC100V 2A
DC24V 2A(MIN 5V, 10mA)

記号123450

補助電源
AC100V (-15%, +10%) 50/60Hz
AC110V (-15%, +10%) 50/60Hz
AC200V (-15%, +10%) 50/60Hz
AC220V (-15%, +10%) 50/60Hz
DC 24V (-15%, +10%)
上記以外

4.3 性能 (周囲温度 23℃)
■ オープンコレクタ出力

項目
応答時間
温度の影響
入力導線抵抗の影響
瞬時過負荷 補助電源
連続過負荷 補助電源

インパルス耐電圧

条件
入力パルスの立上り、立下りに対する遅延時間
使用温度範囲の上限値・下限値での応答時間
入力導線抵抗 0Ωと 3kΩ のときの応答時間
定格電圧の 1.5 倍 10 秒間
定格電圧の 1.1 倍連続
電気回路一括と外箱間
入力・出力端子と補助電源端子相互間
DC500V
入力端子と出力端子間
第 1 出力端子と第 2 出力端子間電気回路一括と外箱間
入力・出力端子と補助電源端子相互間
AC2000V (50/60Hz) 1 分間
入力端子と出力端子間
第 1 出力端子と第 2 出力端子間電気回路一括と外箱間
5kV 1.2/50μs (正負極性) 各 3 回

振動

振動数 16.7Hz、複振幅 4mm の振動を X, Y, Z 方向に各 1 時間加える (動作中)

衝撃

294m/s2 の衝撃を X，Y，Z 方向に各 3 回加える (動作中は除く)

絶縁抵抗

耐電圧

規格
3ms 以下3ms 以下3ms 以下異常なし
異常なし

50MΩ以上

異常なし

異常なし
誤動作
しないこと
異常なし

■ リレー接点出力項目
接点パウンス時間
出力接触抵抗
応答時間
温度の影響
入力導線抵抗の影響
瞬時過負荷 補助電源
連続過負荷 補助電源

インパルス耐電圧

条件
リレーが ON 又は OFF したときの接点の間欠開閉現象時間
接点間 (ソケット端子間) の抵抗値
入力パルスの立上り、立下りに対する遅延時間
使用温度範囲の上限値・下限値での応答時間
入力導線抵抗 0Ωと 3kΩ のときの応答時間
定格電圧の 1.5 倍 10 秒間
定格電圧の 1.1 倍連続
電気回路一括と外箱間
入力・出力端子と補助電源端子相互間
DC500V
入力端子と出力端子間
第 1 出力端子と第 2 出力端子間電気回路一括と外箱間
入力・出力端子と補助電源端子相互間
AC2000V (50/60Hz) 1 分間
入力端子と出力端子間
第 1 出力端子と第 2 出力端子間電気回路一括と外箱間
5kV 1.2/50μs (正負極性) 各 3 回振動

振動数 16.7Hz、複振幅 4mm の振動を X, Y, Z 方向に各 1 時間加える (動作中)

衝撃

294m/s2 の衝撃を X，Y，Z 方向に各 3 回加える (動作中は除く)

絶縁抵抗

耐電圧

9

規格
3ms 以下100mΩ 以下
10ms 以下
10ms 以下
10ms 以下
異常なし
異常なし

50MΩ以上

異常なし

異常なし
誤動作
しないこと
異常なし

PPTP-204-535

5.トラブルシューティング
異常現象
出力が出ない出力が異常

推定原因
電源・入力が印加されていない
入力周波数が最大出力周波数を超えている
トランスデユーサの故障
電源電圧が規定範囲内でない
入力が異常
トランスデューサの故障10解決方法
電源・入力を確認、印加する
最大出力周波数以内にする
トランスデユーサの修理
電源電圧を確認し規定範囲内とする
入力値を確認、正常入力とする
トランスデューサの修理

PPTP-204-535

本社
住 所：〒１２１－８６３９ 東京都足立区一ツ家一丁目１１番１３号（東京営業所） 電 話：０３（３８８５ ）２４１１（代表）
ＦＡＸ：０３（３８５８ ）３９６６
京都営業所

住 所：〒６１０－０１１４ 京都府城陽市市辺西川原１－１９
電 話：０７７４（５５ ）１３９１（代表）
ＦＡＸ：０７７４（５４ ）１３５３

作成 2022/ 4 / 7

Rev. A

11