角形計器

ＰＫシリーズPK シ リ ー ズ は， 角 形 計 器 で，120mm 角，100mm 角，80mm 角，60mm 角の４種類あり，パネルカット寸法は JIS
C 1103 に準拠しています。
PK シリーズは発売以来，永年の実績を持ち，各分野のユーザに安心してご使用いただいております。
また，測定対象に応じて，最も適した動作原理を採用していますので，JIS C 1102 − 1 〜 9 の規格（IEC 60051-1と整合）を十分に満足する信頼性の高い計器です。
PK − 60C

過度の環境条件下における使用については豊富な実績を基に，耐寒，熱帯仕様等の処理を施したものを製作し，信角形計器頼性の向上を計っていますので，寒冷帯，熱帯地方への輸出機器用計器としてぜひご採用ください。

■特長●

高品質，高性能計器です。

●

120mm 角から 60mm 角まで４種類ございますので，パネルスペースに応じて，最適な機種をお選びいただけます。

PK − 80C●

トランスデューサの採用により機種が豊富です。

●

難燃性材質の計器もご指定により製作します。

●

刃形指針も製作します。

●

パネル取付ネジは２本止めです。

PK − 100C

PK − 120C

株式会社第一エレクトロニクス | 指示電気計器総合 カタログ / 角形計器 | 99-024g (4.8) | 330e7dc

20

角形計器

ＰＫシリーズ■形名の構成

P

（1）

K−

（2）

（1）測定量の種類
記号
測定量

（3）

動作原理

C

（4）

（2）形状
記号

−（5）

正面寸法（mm）（4）特殊仕様
記号仕様

M

直流電流、電圧永久磁石可動コイル形

120120×120

H

SCR用

X

直流受信指示永久磁石可動コイル形

100100×100

C

サイクル制御Y

交流受信指示整流形

8080×80

L

ランプ付

S

交流電流、電圧可動鉄片形

6060×60角形計器

C

交流電流、電圧整流形、実効値整流形

W

交流電力

トランスデューサ形

（3）構造

WVB

無効電力（平衡）トランスデューサ形

記号

WV

無効電力（不平衡）

トランスデューサ形

N

PB

力率（平衡）

トランスデューサ形無し

P

力率（不平衡）

A

周波数

H（ ）
熱電対形温度（ ）HT（ ）熱電対形温度（ ）

V

（1）
（3）

記号

回路

トランスデューサ一体形

12

単相2線

外付形または不付き

13

単相3線

トランスデューサ形

33

三相3線トランスデューサ形

34

三相4線

1

2

永久磁石可動コイル形

12トランスデューサ形

回転数（5）回路の種類
構造

整流形

1

注（ ） JIS 規格外品です（2） 温度計は 99 ページ，（3）回転計は 95 ページをご参照ください。

■共通標準仕様■特殊仕様製作範囲

項

項

仕様
JIS C 1102：2007「直動式指示電気計器」
規格 JIS C 1103
「配電盤用指示電気計器寸法」
IEC 60051-1準拠
階級 次ページ「PKシリーズ一覧」参照
支持方式 ピボット方式 (一部トートバンド方式)
指 針 振 れ 角 86°
PK-120C：120×120mm
計 器 正 面 寸 法 PK-100C：100×100mm
PK-80C：80×80mm、PK-60C：60×60mm
PK-120C：95mm
目 盛 の 長 さ PK-100C：80mm
PK-80C：61mm、PK-60C：45mm
目盛板 白色指針 槍形 (黒色) (一部棒形)
姿
勢 鉛直（⊥）
取付パネルの材質 鉄板及び非鉄板共用
取付パネルの厚さ 10mm以下（PK-80C、PK-60Cは6mm以下）
黒 色：マンセルN1.5
カバー色
暗青色：マンセル7.5BG 4／1.5
カバー：メタクリル酸樹脂成形品
ケ ー ス 材 質
帯電防止処理絶縁抵抗 電気回路と外箱間 DC 500Vにて50MΩ以上
電圧試験 電気回路と外箱間 AC 3320V 5秒間
規格 JIS C 1010-1
絶縁 電気回路と外箱間：基礎絶縁
安 全 に 環 境 条 件 屋内使用（キュービクル等）
度 2000m以下
関 す る 高要求事項 汚 染 度 汚染度2
測定カテゴリ CATⅢ
最高回路電圧 600V（電流計）
電圧計 定格の2倍 5秒間
短 時 間 過 負 荷
電流計 定格の10倍 5秒間－10～55℃ 日平均温度40℃以下 25～85％RH
使用温湿度範囲（鋼船規則の基準周囲温度の限度45℃対応）
保 存 温 度 範 囲 －20～70℃

21目

目色線
延 長 目 盛色帯
二 重 目 盛目盛 二 重 捺 印

仕様
赤、緑、黄 ご指定ください
PCK、PSK：2～5倍延長
赤、緑、黄 ご指定ください
ご指定くださいご指定ください120角=75区分（100），100角=60区分（80）
最大目盛区分 80角=50区分（70），60角=50区分（60）（ ）内は刃形指針指定時
特 殊 記 号 ご指定ください
熱帯仕様 防錆処理 貼銘板「FOR TROPICS」
表示
指針 刃形（赤色）、棒形（黒色）多重目盛等と併用
管理
指針 槍形（赤色）、2管理指針も製作可（赤色×2）
水平、傾斜取付け、姿勢（角度指定0〜90°　 0°＝水平 90°＝鉛直）
難 燃 性 材 質 カ バ ー ポリカーボネート樹脂（PK-60C）
部 分 拡 大 目 盛 電 圧 計 ご相談ください
S C R 制 御 用 交流電流・電圧，周波数
サ イ ク ル 制 御 用 交流電流・交流電圧（整流形）
ラ ン プ 付 き DC6V（10mA）、DC12、24、48V（6mA）（120 角は非対応） 結線図、外形図は31ページをご覧ください
試 験 成 績 表 使用周波数，部数をご指定ください
スケール単品納入 JISマーク無し
カ バ ー の 色 ご指定ください
端 子 カ バ ー 計器形名とあわせてご指定ください
その他 特殊仕様の製作についてはご相談ください

株式会社第一エレクトロニクス | 指示電気計器総合 カタログ / 角形計器 | 99-024g (4.8) | 330e7dc

角形計器

ＰＫシリーズ■槍形指針標準目盛区分
最大目盛値（10の整数べき倍）

11.522.534567.589PK-120（N）C2030402530402530

37.54045

PK-100（N）C, PK-80C, PK-60C

2030

202530202530151618

最大目盛値（10の整数べき倍）

11.522.534567.589PK-120 (N) C

50754050608050607580

45PK-100（N）C, PK-80C, PK-60C

503040503040503037.54045

種
類■刃形指針標準目盛区分種類

角形計器■ＰＫシリーズ一覧
種JIS記

品

類

PK-120（N）CPK-100（N）C

PK-80C

PK-60C号

KS-3b

KS-5a

KS-6a

KS-7

名 動作原理形名階級

形名階級形名階級

形名階級 ページ

直 流 電 流 計 永 久 磁 石 PMK-120C
直 流 電 圧 計 可動コイル形 PMK-120C

1.5 PMK-100C

2.5 PMK-80C

2.5 PMK-60C

2.5

1.5 PMK-100C

2.5 PMK-80C

2.5 PMK-60C

2.5

直 流 受 信 指 示 計 永 久 磁 石 PXK-120C
可動コイル形交 流 受 信 指 示 計 整 流 形 PYK-120C

1.5 PXK-100C

2.5 PXK-80C

2.5 PXK-60C

2.5

1.5 PYK-100C

2.5 PYK-80C

2.5 PYK-60C

2.5PSK-120C

1.5 PSK-100C

2.5 PSK-80C

2.5 PSK-60C

2.5PSK-120C

1.5 PSK-100C

2.5 PSK-80C

2.5 PSK-60C

2.5PCK-120C

1.5 PCK-100C

2.5 PCK-80C

2.5 PCK-60C

2.5

PCK-120C

1.5 PCK-100C

2.5 PCK-80C

2.5 PCK-60C

2.5PWK-120NC-12

1.5 PWK-100NC-12

2.5 PWK-80C-12

2.5 PWK-60C-12

2.5PWK-120NC-13

1.5 PWK-100NC-13

2.5 PWK-80C-13

2.5 PWK-60C-13

2.527

PWK-120NC-33

1.5 PWK-100NC-33

2.5 PWK-80C-33

2.5 PWK-60C-33

2.528

三相４線

PWK-120NC-34

1.5 PWK-100NC-34

2.5 PWK-80C-34

2.5 PWK-60C-34

2.5単 相2線

PWVK-120NC-12

1.5 PWVK-100NC-12

2.5 PWVK-80C-12

2.5 PWVK-60C-12

2.5－－

PWVBK-80C-33

2.5 PWVBK-60C-33

2.52728

交 流 電 流 計
交 流 電 圧 計
交 流 電 流 計
交 流 電 圧 計

可動鉄片形

整 流 形

単 相2線
単相３線

電力計

三 相3線

トランスデューサ形−
無 効 三相3線 (平衡)
トランスデューサ形
電力計 三相3線 (不平衡)
PWVK-120NC-33

1.5 PWVK-100NC-33

2.5 PWVK-80C-33

2.5 PWVK-60C-33

2.5三相４線

PWVK-120NC-34

1.5 PWVK-100NC-34

2.5 PWVK-80C-34

2.5 PWVK-60C-34

2.5単 相2線

PPK-120NC-12

5.0 PPK-100NC-12

5.0 PPK-80C-12

5.0 PPK-60C-12

5.0

三相3線 (平衡)PPBK-120NC-33

5.0 PPBK-100NC-33

5.0 PPBK-80C-33

5.05.0

力率計 三相3線 (不平衡) トランスデューサ形 PPK-120NC-33

5.0 PPK-100NC-33

5.0 PPK-80C-33

5.0 PPK-60C-33

5.0周波−PPBK-60C-33

三相４線（平衡）PPBK-120NC-34

5.0 PPBK-100NC-34

5.0 PPBK-80C-34

5.0 PPBK-60C-34

5.0

三相４線（不平衡）

PPK-120C-34

5.0 PPK-100C-34

5.0 PPK-80C-34

5.0 PPK-60C-34

5.0

計 トランスデューサ形 PAK-120C

1.0 PAK-100C

1.0 PAK-80C

1.0 PAK-60C

1.0数

●

トランスデューサ形計器では，電圧入力立上り時に過渡的な指示をしますのでご注意ください。

●

力率計の固有誤差は 90°電気角に対する％となります。

232425263031■ご注文時の指定事項（1）形名
1（2）定格（最大目盛／入力）（ ）（3）計器カバー色（4）端子カバー（必要な場合はご指定ください）（5）台数（6）オプション（共通特殊仕様 21 ページ参照）（7）試験成績表（必要な場合は周波数，部数をご指定ください）

注（1） 電力・無効電力計の最大目盛については，標準最大目盛値一覧をご参照ください。		

力率計は仕様欄を確認の上，周波数をご指定ください。

株式会社第一エレクトロニクス | 指示電気計器総合 カタログ / 角形計器 | 99-024g (4.8) | 330e7dc

22

目盛区分

目盛例

■目盛例

目盛仕様

広角度計器
例：L-110C

角形計器
例：PK-80C

標準目盛
目盛数字：黒目盛線 ：黒単位記号：黒目盛区分数は槍形指針標準区分参照

可動鉄片形は目盛りの下部が省略されます。
目盛区分数は槍形指針標準区分参照±目盛計器（両振計器）
目盛数字：黒目盛線 ：黒単位記号：黒延長目盛（2倍延長）
目盛数字：黒延長部分は赤目盛線 ：黒

延長部分は赤単位記号：黒

単目盛二重捺印目盛
目盛数字：黒目盛区分

目盛線 ：黒単位記号：黒
標準は数値の大きい方を上に、小さい方を下に目盛数字を捺印します。

115

株式会社第一エレクトロニクス | 指示電気計器総合 カタログ / 計器用アクセサリー | 99-024d (4.2) | fe551fd

目盛区分

目盛例

■目盛例

広角度計器
例：L-110C

目盛仕様

角形計器
例：PK-80C

二重目盛二重捺印
目盛数字：黒目盛線 ：黒単位記号：黒目盛り区分は、槍形指針標準区分をご参照ください。標準の目盛線は、定格数値の大きい方を上（外側）に、小さい方を下（内側）に表示します。広角度計器の目盛捺印は、定格数値の大きい方を内側に、小さい方を外側に表示します。

着色目盛（色線）
目盛線色：赤、黄、緑
二重目盛時に目盛線色と目盛数字色を組み合わせて識別することも可能です。

色

帯

帯色：赤、黄、緑
例の他各種対応いたしますのでご相談ください。

例

色帯

例

目盛線と目盛数字について（1）目盛線の種類
親 線 に は 目 盛 数 字 を 印 字 し ま す。
目盛区分は、槍形指針標準目盛区分、刃形指針標準目盛区分をご参照くだ

親線

中線

細線

親線中線

細線

さい。
（2）目盛数字は、最大4桁（9999）となります。
10000を超える場合は、6.6kVのように単位の変更、または36×1000min-1のように乗数をつけて対応してください。
（3）目盛区分が標準と異なる（半端目盛）場合はご相談ください。
各機種の最大区分以下でご指定ください。
（4）目盛数の小数部が0の場合は「0」表示を省略します。
（目盛数字1の部分参照）（5）整数部が0の場合は小数点と小数部を表示し整数部の0は省略します。
（目盛数字0.5の部分参照）

広角度計器

角形計器

1.5の場合

0.5

1.0

1.5

0.5

11.5

株式会社第一エレクトロニクス | 指示電気計器総合 カタログ / 計器用アクセサリー | 99-024d (4.2) | fe551fd

目盛区分

例：定格値

広角度計器（BRL、RLシリーズを除く）の場合は「1.0」表示となります。

BRL、RLシリーズは角形計器と同様の目盛となります。

116目盛区分槍形指針標準目盛区分■槍形指針標準目盛区分

L機

L-65C
PK-60C, 80C, 100C
LK-8C, 10C
BRL-110CH 瞬時計
EP-60C, 80C, 100C

種

目

最大目盛値
1022.5456目盛区分

7.589117

分505010010815202025202020303040405030201015151010

区分数

10100

図6500

RL-80C
F-10PK-120C
LK-12CEP-120C
EK-12C区

40※13盛2※11.5PK406002040607502040608003060902030

目02025302530

505010010※3150※6160※7180分

4区分数

81010101520202520203030204040204020401015152030

図61000区

50※22020※2盛60603040253030404050606020758090253037.54045

株式会社第一エレクトロニクス | 指示電気計器総合 カタログ / 計器用アクセサリー | 99-024d (4.2) | fe551fd

目盛区分

槍形指針標準目盛区分■槍形指針標準目盛区分

LKF

RL-110C
BRL-110CH 需要計目
※2020※40※2※400区

分1010101520203020404040020402560※25000400500※855404001050500108090

区分数810105

図105015151520202510 15 20 25 302020303030037.5020400204040754050※54506040405050

10 20 30 40 50 6020◦ 延長目盛計器の場合，延長目盛の部分は，赤目盛線赤目盛数字となります。

◦±計器，最大目盛値が表記

40

株式会社第一エレクトロニクス | 指示電気計器総合 カタログ / 計器用アクセサリー | 99-024d (4.2) | fe551fd

606060758080 90◦ ※1 PK-60C，PK-80CとLK-8C形の延長目盛付電流計の場合15区分となります。

◦ ※2 PK-120C，
LK-12C，F-10，15，17，RL-80C，
RL-110C形 の 延 長目盛付電流計の場合，20区分となります。

◦ ※3 PK-120C，LK-12C，F-10，15，17，RL-80C形の延長目盛付電流計の場
合15区分となります。

◦※4 RL-110C形の延長目盛付電流計の場合，25区分となります。

◦※5 F-15，17形の場合数字捺印が，0，30，60，90となります。

◦ ※6 PK-120C，
LK-12C，60

L－110，EL－110，L－80は37.5区分 ※940

BRL-110CH 需要計の場
合は部分の区分線が省略されます。

外，多重目盛の計器等についてはお問合せください。

※810075分

6530※8区

4L-80は30区分

30

盛23060606020目◦可動鉄片形計器及び754045F-10，RL-80C形 の 延 長
目盛 付 電 流 計の場 合16区分となります。

◦ ※7 PK-120C，
LK-12C，目盛区分

20302030101520008151010

区分数

1055

図6500F-15, 17 （注）2Tの目盛は4ケタ表示製作不可
L-110C
L-80C
EL-110C
EF-15, 1740※2

盛F

F-10，RL-80C形 の 延 長
目盛 付 電 流 計の場 合18区分となります。

◦※8 F-15，17形の延長目盛付電流計の場合30区分となります。

◦※9 F-15，17形の延長目

盛 付 電 流 計の場 合37.5区分となります。

118

目盛区分

刃形指針標準目盛区分■刃形指針標準目盛区分

PK

LK●可動鉄片形計器の場合には機最大目盛値

1.522.53456目盛区分

7.589119

部分の区分線が省略されます。
PK-120C
LK-12C
FK-7C

PK-60C, 80C, 100C
LK-8C, 10C
FK-5C,種

1FK目

021020

40

40

40

30

60

60

254050

60

60

40

2030

30

30

20020

20

20

20015

1015

20

100

815

1010

区分数

61050

図

10

500

分

500

区

400

盛

75

80

90

50

30

40

50

30

40

50

30

37.5

40

45

目

00

224

10

8

100

10

20

0

20

1214 15

20

25

30

40

50

60

40

60

60

25

30

40

40

40

30

1020

30

30

820

20

20

区分数

15152001015100

図

6105分

10500

650区

400盛5060

75

80

90

50

75

40

50

60

80

50

60

75

80

45

株式会社第一エレクトロニクス | 指示電気計器総合 カタログ / 計器用アクセサリー | 99-024d (4.2) | fe551fd