VX-54WS

VX-54WB

VX-54WH

Habitability on Ships

Whole-Body Vibration

Hand-Arm Vibration

3軸振動計

VM-54

3軸振動計VM-54+

船舶振動測定カード

VX-54WS
客 船 及び 商 船の居 住 性に関する振 動 計 測システム
乗客や乗組員が常時滞在する区域の居住性に関する振動の計測・記録および評価基準について、
ISO 6954、JIS F 0907に規定されています。
船舶振動の測定装置は、3方向加速度ピックアップPV-83CW（床用）、3軸振動計VM-54、船舶振動測定カードで構成され、規格に規定された測定と評価が可能です。

3軸振動計

VM-54
ISO 6954：2000、
JIS F 0907：2003
機械振動−客船及び商船の居住性に関する振動計測・記録及び評価基準■【床用】
加速度ピックアップ（3方向）
PV-83CWを標準付属。
【壁用】
加速度ピックアップ（1方向）
PV-57A オプション を用意。

【床用】
加速度ピックアップ（3方向）PV-83CW

2■ ＣＦカードへ測定結果の記録が可能。
■ 3方向の出力を装備。
周波数分析器、データレコーダなどに波形記録が可能。
■ 報告書作成用エクセルマクロを標準付属。
■ 測定現場を考慮し、水や油から本体を保護する肩掛けソフトケースを標準付属。

システム構成（ピックアップ入力／3方向出力／プログラムカード）OP

ピックアップ入力

3方向出力

VM-54PV-83Cコード
付属＝オプション

EC-54（1.5 m）

OP

EC-04

シリーズで延長可能
1POWER

FFT分析器

データレコーダ【床用】
加速度ピックアップ（3方向）
付属

PV-83CWOP

4ACアダプタOP

ピックアップコードOP

AC OUT
3OP 周波数分析器

DA-20/40 OP SA-78

メイン画面

2

SIGNAL ANALYZER

NC-98B

プログラムカード

VP-51K【壁用】
加速度ピックアップ（1方向）
OP

PV-57A（マグネット OP VP-53S 取付可能）

サブ画面

船舶振動測定カード

3軸振動計

FFT分析カード

VX-54WSVM-54OP

VX-54FT

表示画面例 サブ画面

グラフィック画面■ ソフトケース CF-26 装着例

ニューメリック画面

FFT画面（VX-54FT使用時）■ エクセルマクロ■ 基本補正係数 Wm（VX-54WSのみ付属）
10

補正係数

10.1

0.010.001
0.125

0.250.5

12481631.5

63125

250

500

振動数（Hz）

仕 様
JIS F 0907：2003
1 min、
2 min、10 min
測 定 時 間：10 sec、
適 合 規 格： ISO 6954：2000、（3方向）PV-83CW または表示：液晶画面 2（メイン・サブ）
入力： 圧電式加速度ピックアップ
圧電式加速度ピックアップ（1方向）PV-57A（オプション） データストア機能：マニュアルストア（128 MB CFカード使用時：400 000データの保存可能）
周 波 数 範 囲： 1 Hz〜80 Hz（PV-57AでFLAT特性の場合上限1kHzまで）、帯域制限特性
周波数重み特性： Wm（ISO 2631-2：2003）
記 録 媒 体：CFメモリカード
測 定 モ ー ド： 加速度、速度測 定 レ ン ジ：
： 30、100、300、1 000、3 000、10 000【PV-83CW使用時】 加速度（ｍｍ/ｓ2）
速 度（ｍｍ/ｓ）： 1、3、10、30、100、300（専用プリンタにデータを印字）
インタフェ ース：プリンタ専用（交流）
出 力 端 子：3方向独立出力
90 %RH以下
使用温湿度範囲：−10 ℃〜＋50 ℃、
電源：単2形乾電池4本、連続16時間使用可（アルカリ乾電池）： 0.3、1、3、10、30、100、300、1 000【PV-57A使用時】 加速度（ｍ/ｓ2）
速 度（ｍｍ/ｓ）： 10、30、100、300、1 000、3 000max（MTVV）、min
演 算 機 能： RMS、

大 き さ・ 重 さ：約56（H） 200（W） 175（Ｄ）mm・約1 kg（電池含む）
VM-54
260,000円（税別）
価
格：3軸振動計
船舶振動測定カード VX-54WS 240,000円（税別）

33軸振動計VM-54+

全身振動測定カード

VX-54WB
全身振 動に対する暴 露の評 価
乗り物による振動は、足や臀部、背もたれに寄りかかっているときは背中から人体に伝達されます。
このような振動の人体応答に関する評価方法が、ISO 2631シリー
ズやJIS B 7760シリーズに規定されています。
これらの規格には、振動知覚、快適性、健康障害との関連で、周期的そして不規則および過渡的な全身振動の定量化を目的として、振動伝達部位と3軸方向のそれぞれに対応した周波数重み特性が規定されています。
全 身 振 動 測 定 装 置 は 、座 席 用ピックアップ P V - 6 2 、3 軸 振 動 計
VM-54、全身振動測定カードで構成され、規格に規定された測定と評価が可能です。

3軸振動計VM-54

ISO 2631-1：1997
機械振動及び衝撃−全身振動に暴露される人体の評価−
第1部：一般要求事項

ISO 2631-2：2003
機械振動及び衝撃−人体の全身振動暴露の評価−
第2部：建物内の振動（1 Hz〜 80 Hz）

ISO 8041：2005
振動に対する人間の応答−測定装置

JIS B 7760-1：2004
全身振動−第1部：測定装置

JIS B 7760-2：2004
全身振動−第2部：測定方法及び評価に関する基本的要求■ CFカードへ測定結果の記録が可能。
■ 3方向の出力を装備。
周波数分析器やデータレコーダなどに波形収録が可能。
4【座席用】
加速度ピックアップ
（3方向）

PV-62

オプション

システム構成（ピックアップ入力／3方向出力／プログラムカード）
ピックアップ入力＝オプション

3方向出力

3ch振動入力
プリアンプ
付属

OP

VP-80

OP

EC-04

シリーズで延長可能
1POWEROP

FFT分析器

データレコーダ

メイン画面

OP【座席用】振動ピックアップ
（3方向）

PV-62

4ACアダプタ

NC-98BOP

VM-54PV-83Cコード

プログラムカード

EC-54（1.5 m）【床用】
加速度ピックアップ（3方向）
OP

AC OUT
3OP 周波数分析器

DA-20/40 OP SA-78（ケーブルの長さ3 ｍ）

OP

2

SIGNAL ANALYZER

PV-83CW

サブ画面

全身振動測定カード

3軸振動計

FFT分析カード

VX-54WB

VM-54

OP

VX-54FT

表示画面例 サブ画面

グラフィック画面■ 移動加速度実効値

ニューメリック画面■ 人体の支持面座標系
（座位）

1t0

Wk
Wd

10

ここに
a w(t) ：周波数補正を行った振動加速度の瞬時値
τ：移動平均の積分時間（s）
t ：時間（積分変数）t 0 ：観察時点（瞬時時間）

MTVV =max[a w(t 0)]

1z

0.1

y0.01

座席面

■ 最大過渡振動値( MTVV )補正係数

a w 2(t )dt
τ t 0-τxz0.001
0.125

y0.250.51248■ 補正係数の一般的指針

x補正係数

10z

250500

基本補正係数
（例）
Wd

座席面

x,y 軸

座席面

快 適 性

z軸
z軸

x,y 軸
x,y 軸

上下方向
x,y,z 軸

座席面
立位
仰が（臥）
位
足支持面

y,z 軸

座席面
立位
仰が（臥）
位
背もたれ面

z軸
z軸
上下方向

座席面
立位
仰が（臥）
位

x,y 軸
x,y 軸
水平方向

座席面
立位
仰が（臥）
位

振動知覚

ここに
a w(t)：周波数補正を行った並進又は回転振動加速度の瞬時値
T：測定の継続時間（s）

125

z軸

y足支持面

63

康

健

a w 4(t )dt

31.5

Wk4T

16

振動数（Hz）■ 振動暴露量値( VDV )VDV ＝■ 基本補正係数（例）2背もたれ面

a w(t 0)＝

1

FFT画面（VX-54FT使用時）

x

水平方向

仕 様
ISO 2631-2：2003、
適 合 規 格： ISO 2631-1：1997、
ISO 8041：2005、
入

JIS B 7760-1：2004、
JIS B 7760-2：2004（3方向）PV-62 または力： 座席用振動ピックアップ
圧電式加速度ピックアップ（3方向）PV-83ＣＷ

周 波 数 範 囲： 0.5 Hz〜80 Hz
Wd、Wb、Wc、
Wj、Wm、Wg※、帯域制限特性
周波数重み特性： Wk、

測定時

間：1〜30secの1秒刻み設定可能
1 min、10 min、30 min、1 hour、4 hour、8 hour、12 hour（Max 12 hour）（メイン・サブ）
示：液晶画面 2

表※マニュアルストア
オートストア2 、
データストア機 能：オートストア1、
記録

媒体：CFメモリカード（専用プリンタにデータを印字）
イ ン タ フ ェ ース：プリンタ専用
出力端（交流）子：3方向独立出力※（Wmのみ）
測 定 モ ー ド： 加速度、速度
測 定 レ ン ジ：
： 0.3、1、3、10、30、100、300、1000【PV-62使用時】 加速度（ｍ/ｓ2）

90 %RH以下
使 用 温 湿 度 範 囲：−10 ℃〜＋50 ℃、： 0.03、0.1、0.3、1、3、10【PV-83CW使用時】 加速度（ｍ/ｓ2）（ｍm/ｓ）： 1、3、10、30、100、300【PV-83CW使用時】 速 度※
クレストファクタ
演 算 機 能： RMS、MTVV、VDV、振動合成値、PEAK、

価電

連続16時間使用可（アルカリ乾電池）
源：単2形乾電池4本、（電池含む）
大 き さ ・ 重 さ：約56（H） 200（W） 175（Ｄ）mm・約1 kg
格：3軸振動計

VM-54

260,000円（税別）

全身振動測定カード

VX-54WB

300,000円（税別）

全身振動測定カード

VX-54WB1

350,000円（税別）※ 赤字はVX-54WB1のみの機能

53軸振動計VM-54+

手腕振動測定カード

VX-54WH

手 腕 振 動に対する暴 露の評 価
手持ち工具による振動は、作業者の手および腕あるいは肩に伝達されます。
このような手腕系に伝達される振動暴露の評価について、ISO 5349-1、
ISO 5349-2、JIS B 7761-1、JIS B 7761-2に規定されています。
これらの規格には、周波数重み特性や振動暴露の評価値のほかに、加速度センサの取り付け方法が詳細に記述されています。
手腕振動の測定装置は、圧電式加速度ピックアップPV-97C、3軸振動計VM-54、手腕振動測定カードで構成され、規格に規定された測定と評価が可能です。

ISO 5349-1：2001

3軸振動計

機械振動−手腕系振動への人体暴露の測定及び評価−
第1部：一般要求事項

VM-54ISO 5349-2：2001
機械振動−手腕系振動への人体暴露の測定及び評価−
第2部：作業現場における測定の実施の指針

JIS B 7761-1：2004
手腕系振動−第1部：測定装置

JIS B 7761-2：2004
手腕系振動−第2部：作業場における実務的測定方法■ CFカードへ測定結果の記録が可能。

加速度ピックアップ（3方向）

PV-97Cオプション■ 3方向の出力を装備。
周波数分析器やデータレコーダなどに波形収録が可能。
6

システム構成（ピックアップ入力／3方向出力／プログラムカード）OP

ピックアップ入力＝オプション

3方向出力

加速度ピックアップ（3方向）

3ch振動入力
プリアンプ

OP

OP

付属

シリーズで延長可能

PV-97C

VP-80

EC-04
1POWER

FFT分析器

データレコーダ

AC OUT34

OP 周波数分析器

DA-20/40 OP SA-78

OP

2

SIGNAL ANALYZER

加速度ピックアップ（1方向）
OP

PV-90B

メイン画面ACアダプタ
OP

NC-98B

プログラムカード

加速度ピックアップ（1方向）
OP

PV-90Iサブ画面

アンプ内蔵

手腕振動測定カード

3軸振動計

FFT分析カード

VX-54WH

VM-54

OP

VX-54FT

表示画面例 サブ画面

グラフィック画面■ 移動加速度実効値

ニューメリック画面■ 手腕系周波数補正係数 Wh

1t0102a w 2(t )dt
τ t 0-τ

補正係数

a w(t 0)＝

1

FFT画面（VX-54FT使用時）

ここに
a w(t) ：周波数補正を行った振動加速度の瞬時値
τ：移動平均の積分時間（s）
t ：時間（積分変数）t 0 ：観察時点（瞬時時間）

10.1

0.010.001
1■ 最大過渡振動値( MTVV )MTVV =max[a w(t 0)]

48

16

31.5

63

125

250

500

1 000

2 000 4 000

振動数（Hz）■ 手の支持面座標系■ 振動暴露量値( VDV )b）手掌位置a）ハンドグリップ位置

1zn

4T

2znzha w 4(t )dt

VDV ＝0

ここにa w(t)：周波数補正を行った並進又は回転振動加速度の瞬時値
T：測定の継続時間（s）

yhxhxh

仕 様ISO 5349- 2：2001、
適 合 規 格： ISO 5349-1：2001、
JIS B 7761-1：2004、
JIS B 7761-2：2004（3方向）PV-97Cなど
入力： 圧電式加速度ピックアップ
周 波 数 範 囲： 8 Hz〜1 000 Hz
周波数重み特性： Wh
測 定 モ ー ド： 加速度
測 定 レ ン ジ：
： 30、100、300、1 000、3 000、10 000【PV-97C使用時】加速度（ｍ/ｓ2）（VP-80のチャージアンプゲインを 0.1にした時）加速度（ｍ/ｓ2）： 3、10、30、100、300、1 000、3 000、10 000（VP-80のチャージアンプゲインを 1にした時）MTVV、VDV、
振動合成値、PEAK、
演 算 機 能： RMS、クレストファクタ

測

定時

間：1〜30 secの1秒刻み設定可能
1 min、10 min、30 min、1hour、4 hour、8 hour、12 hour（Max 12 hour）

表示：液晶画面 2（メイン・サブ）
マニュアルストア
データストア機能：オートストア、
記 録 媒 体：CFメモリカード（専用プリンタにデータを印字）
インタフェ ース：プリンタ専用（交流）
出 力 端 子：3方向独立出力
90 %RH以下
使 用 温 湿 度 範 囲：−10 ℃〜＋50 ℃、
電源：単2形乾電池4本、連続16時間使用可（アルカリ乾電池）
大 き さ ・ 重 さ：約56（H） 200（W） 175（Ｄ）mm・約1 kg（電池含む）
VM-54
260,000円（税別）
価格：3軸振動計
手腕振動測定カード VX-54WH 300,000円（税別）

7

3軸振動計

VM-54

システム構成（ピックアップ入力／3方向出力）

OP ＝オプション

3方向出力

ピックアップ入力

加速度ピックアップ（各種）

OP

3軸振動計VM-54は、さまざまな加速度ピックアップを接続し、3軸加速度計としても使用できます。

3ch振動入力プリアンプ
OP

VP-80

OP

EC-04

シリーズで延長可能
データレコーダ
メイン画面

OP

DA-20/40

加速度ピックアップ（3方向）
OP

PV-83CW

VM-54PV-83Cコード
OP

EC-54（1.5 m）
FFT分析器OP

ピックアップコード● 3方向の出力を装備。
周波数分析器、データレコーダなどに波形記録が可能● マイクロホン延長コード（ＥＣ-04シリーズ）
でピックアップコードの延長が可能（3ch振動入力プリアンプ使用）
入
力 ：3ch周 波 数 範 囲 ：0.5 Hz〜5 000 Hz
測 定 モ ー ド：加速度実効値の瞬時値または最大値ホールド
測 定 レ ン ジ ：圧電式加速度ピックアップ使用時
感度設定

OP

PV-57AOP

0.03、0.1、0.3、1、3、100.3、1、3、10、30、100、300、1 000

オプション

VX-54FTはメモリカードとして機能し、FFT結果データをCSV形式で保存することが可能です。付属のエクセルマクロにより、記録データからグラフ表示にすることが可能です。
表 示 項 目： 1.FFT処理したスペクトル表示
2.時間領域で算出される実効値（O.A.）
3.周波数領域で（FFTの結果から）算出されるO.A.値※※周波数範囲を指定したパーシャルオーバーオール値の算出可能
表 示 機 能： 各プログラムカードによる測定チャンネル： X、Y、Zの3チャンネル同時分析
100 Hz、200 Hz、500 Hz、1 kHz
周 波 数レンジ： 50 Hz、
周波数スパン サンプル周波数 サンプル周期 フレームタイム 周波数分解能8s0.125 Hz7.8125 ms
128 Hz50 Hz
4s0.25 Hz256 Hz 3.90625 ms
100 Hz2s
0.5 Hz512 Hz 1.953125 ms
200 Hz0.8 s
1.25 Hz1.28 kHz 0.78125 ms
500 Hz0.4 s
2.5 Hz2.56 kHz 0.390625 ms
1 kHzOP

サブ画面

1

FFT分析カード

VX-54FT

VM-54

POWER

PＶ-57A使用時
加速度（ｍ/ｓ2）

VP-51K

2AC OUT34

SIGNAL ANALYZER

ACアダプタ0.1〜0.999 3、10、30、100、300、1 000、3 000、10 000
0.3、
1、3、10、30、100、300、
1 000
1.00〜9.99
0.03、0.1、0.3、1、3、10、30、100
10〜99.9

PV-83CW使用時
加速度OP

加速度ピックアップ
（1方向）

SA-78

3軸振動計

NC-98BOP 周波数分析器

表示：液晶画面 2（メイン・サブ）
出 力 端 子：3方向独立出力（交流）
電源：単2形乾電池4本、連続16時間使用可能（アルカリ乾電池）
使用 温 湿 度 範 囲：−10 ℃〜＋50 ℃、90 %ＲＨ以下
大 き さ ・ 重 さ：56（Ｈ） 200（Ｗ） 175（Ｄ）mm・約1 kｇ（電池含む）
価格：3軸振動計
VM-54
260,000円（税別）

レクタンギュラ
ウ イ ン ド ウ：ハニング、分 析 ラ イ ン 数： 400ライン
演算： 瞬時値、RMS方式、最大値
表 示 画 面：メイン画面 ：指定チャンネルの瞬時値（積分時間1秒の実効値）表示
サ ブ 画 面：指定チャンネルのFFT分析結果とO.A.値の同時表示
X
軸：周波数（Hz）
Y
軸 ：リニア
Menu画面
リコール画面ズ ー ム：【X軸】 1、 2、 4【Y軸】 1、 4、 16、 64、 256
周波 数 補 正 特 性： 各プログラムカードによる
演 算フレ ーム 数： 999（1刻み設定）
オ ー バ ー ラップ： 50 %（1 kHzのときはオーバーラップなし）
レ ベ ル レ ン ジ： 各プログラムカードによる記 録 デ ー タ： VX-54FTカードへのマニュアルストア
3ch分のFFTスペクトルデータをCSV形式で保存
1ファイルへ最大100組データ（3chを1組とする）
記録
最大50ファイル
（CFカード）へ記録されたデータをサブ画面にリコール
リ コ ー ル 機 能： VX-54FTカード
レ ジ ュ ー ム：あり
イ ン タフェ ース：プリンタ印字機能（専用プリンタによるサブ画面のハードコピー）（O.A.）
による交流出力
出力： 選択された周波数補正特性： 連続約16時間（PV-83CW使用、常温、アルカリ乾電池）
電池寿命（VX-54FT使用時）
使用温 湿 度 範 囲：−10 ℃〜＋50 ℃ 90 %RH以下

オプション

品 名
FFT分析カード
3ch振動入力プリアンプ※1※2圧電式加速度ピックアップ（3方向）
圧電式加速度ピックアップ
ピックアップコード（PV-57A用）
マグネットアタッチメント（PV-57A用）
座席用振動ピックアップ（3ch）
圧電式加速度ピックアップ
（3ch）

型 式
VX-54FT

価格（税別）
150,000円

VP-80
PV-83CW
PV-57A
PV-51K
VP-53S
PV-62
PV-97C

100,000円
150,000円
70,000円
7,000円
7,500円
300,000円
180,000円

品 名
圧電式加速度ピックアップ
圧電式加速度ピックアップ※2VM-54PV-83Cコード（1.5 m）
マイクロホン用コード（延長用）
ACアダプタ（AC100 V〜240 V）
収納ケース（VM-53/54用）※2
ソフトケース
（VM-53/54用）

型 式
PV-90B
PV-90 I価格（税別）
80,000円
90,000円

EC-54
EC-04
（2 m〜）
NC-98B
CF-25
CF-26

8,000円
9,200円 〜
13,000円
10,000円
10,000円※1 VX-54WB / WHのみ付属 ※2 VX-54WSのみ付属＊本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

技術相談

0120-26-1566

当社の休日および土・日・祝日を除く
9：00〜17：00

本社・営業部 〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
TEL.042-359-7887

西日本営業所

FAX.042-359-7458〒530-0047 大阪市北区西天満 6 丁目 8 番 7 号 電子会館ビル
TEL.06-6364-3671
FAX.06-6364-3673

東 海 営 業 所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号 和波ビル
TEL.052-232-0470

リオン計測器販売（株）

FAX.052-232-0458〒336-0017 さいたま市南区南浦和 2 丁目 40 番 2 号 南浦和ガーデンビルリブレ
TEL.048-813-5361
FAX.048-813-5364

九州リオン（株） 〒812-0025 福岡市博多区店屋町 5 丁目 22 番 朝日生命福岡第 2 ビル
TEL.092-281-5366

FAX.092-291-2847

リオンサービス 〒192-0918 東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号センター（株） TEL.042-632-1122
FAX.042-632-1140
この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキ・再生紙を使用しています。

0703-10905.P.C