安定した計量精度を長時間お約束！
OMIタイヤ・工業用ゴム計量システム
近年、ゴム工業のミキシングルームはインタナルミキサの急速な性能向上により、上流ならびに下流設備の自動化が必須条件となってきました。
当社は、長年の経験と実績に基づき、ミキサを中心とした計量ラインの自動化、システム化をはかり、生産性の向上と品質の保証に大きく寄与しております。

●オイルタンク／移送ポンプ●カーボンブラック・ホワイトフィラ自動計量装置＊安定した計量精度を長時間保証します。
＊バリエーション豊富な供給装置とブリッジ対策。
＊付着、コンタミネーション皆無の特殊ホッパースケールの採用。
＊完全防塵対策。

●オイル計量機信頼を築いて 112 周年。

●空容器保管・計量ラインへの供給
計量済み容器保管・ミキサ自動投入ライン●ポリマ計量自動投入ライン●少量薬品保管及び計量ライン＊50〜250品種保管＊薬品自動出庫・入庫 秤量：3〜12ｋｇ●シートゴム取り上げ計量機●リボンゴム計量設備●生産管理統合システム●生産管理コンピュータ
1.生産計画 2.作業指示機能 3.各工程進捗管理機能 4.割込生産機能
5.実績データ管理機能 6.生産状況監視機能 7.故障監視機能●メインコントロールパネル●配合管理コンピュータ
1.生産計画 2.作業指示 3.配合管理
4.計量実績管理 5.計量状況監視機能

6.故障履歴管理

信頼を築いて 112 年。

ロジスティックの革命児
貨物搬送用測定システム
高速に搬送される物流センターの貨物を瞬時に正確に測定する、コンベアスケール型重量才数同時計測システム。
幅寄せされない貨物の才数も自動補正で瞬時に正確に測定します。

1210
100605

880

1581

外形寸法図

1610
1000

1610

7.5
990

（21）
600.5

898

112
585

900

600

1053.5

1360

8075

1610

751060主仕様
測 定 方 式L（長さ）

入口部分光電スイッチon・oﬀ時間にて計測

W（幅）

エリアセンサ（赤外線光投受光式）
にて計測

H
（高さ）

エリアセンサ（赤外線光投受光式）
にて計測

重量ロードセル式（マルチロードセル）

センサピッチ2.54mmセンサスペック 計測可能範囲
スキャン間隔975mm
36msec（スキャン＋通信時間7msec）

測 定 範 囲L（長さ）
：20〜150cm

W（幅）：10〜80cm

H（高さ）：3〜90cm

重量：3〜50kg

測定値目量：0.1cm
L（長さ）

W（幅）
：0.1cmH（高さ）：0.1cm

重量：0.5kg（画面表示：0.1kg）

表 示 範 囲L（長さ）：10〜150cm

W（幅）：0.9〜94.5cm

H（高さ）：0.9〜94.5cm

重量：0.1〜60kg

測 定 精 度L（長さ）

±0.9cmW（幅）センサピッチ×2=±0.508cm

H（高さ）

センサピッチ×2=±0.508cm

重量0.5kg以内

信頼を築いて 112 年。

はかることから始まります。
トラックスケール
輸送重量の把握や貨物の入出庫計量管理の実現のためには、トラックスケールは欠かせないものとなっています。
トラックスケールメーカーとして、早くから取り組んできた近江度量衡では、ユーザ皆様方の使用目的や設置条件に適合したトラックスケールをシステム化し、無人化、省力化に向けハイテクワーク・ステーション創りを目指しています。

計量器本体
メッセージ付外部表示器● データ処理装置
本体タイプ
秤量（t）
102030405060

ピットインタイプ／ピットレスタイプ
載台寸法（mm）
最少目量（kg）
55000×2200〜 7500×3000
6000×2700〜 8000×3000
107500×3000〜10500×3000
108000×3000〜12000×3000
20
20
8000×3000〜12000×3000
20
8000×3000〜12000×3000

信頼を築いて 112 年。

トナー製造プラントで使用されている原料自動計量配合装置です。
トナー製造プラント自動計量装置
トナー製造ラインの原料配合工程、及び後処理外添工程の原料供給、計量、ミキサ投入、混合、迄の装置及び制御システムを一貫生産しております。

品名型式
秤量
最 少 目 量計 量 機 台 数

主 仕 様
トナー原料工程・後処理工程・計量・混合装置
ロードセル式ホッパスケール0.5kg〜100kg
0.5g〜50g
1台〜5台※その他、お客様の御希望に応じて設計製作致します。

計量・混合/操作制御盤

原料ホッパ/スクリューフィーダ

ホッパースケール/スクリューフィーダ

混合ミキサ信頼を築いて 112 年。

安全で安心なフルーツをお届けするためにトータルサポート
農産物選別システム「高精度測定選別システム」のパイオニア。
近江度量衡は豊富な経験と技術で、皆様のご要望に満足の頂ける施設を提供します。
施設特長
先進のテクノロジーを駆使したフルーツセンシングシステムを搭載。
高精度な測定システムが生産者に平等な選別評価をしています。
高速搬送仕分けシステムがコンパクトで高い処理能力を発揮。
しかも高速でありながら農産物にやさしいシステムです。
農業を通して地域社会との共生をめざすにふさわしい、省エネで低騒音の環境配慮型施設です。
選果結果から得られる情報を解析し、翌年の生産者の栽培活動に生かせて貰う情報システムと連動しています。
この情報システムが生産者の畑毎の栽培履歴をきめ細かく管理して、安全で安心なフルーツを消費者の皆様にお届けしています。

1

全自動製函機2空ダンボール搬送ライン

3垂直搬送機（2階部）

4

荷受設備

5

内部品位センサと側面画像処理

6

自動移載装置7

下面画像処理システム

8

上面画像処理システム/硬度用計量機

9

個体管理用オートラベラ

10

高速ソータとストックヤード

11

ケースリフタ12

全自動箱詰装置13

上部ノバ投入装置

14

全自動封函機

15

ネクタリン・西洋梨選果ライン

16

自動倉庫設備

17

垂直搬送機
（1階部）

18

中央制御盤

19

製品搬送ライン信頼を築いて 112 年。

先進の技術が安全・安心を支えています。
アスパラガス選別包装施設
農家のみなさまが栽培した新鮮なアスパラガスをお届けするためにOMIの先進のテクノロジーがトータルサポートします。
整列されたアスパラガスをカッティング・計量・仕分・結束パターン別の本数ストック・結束等を全自動化しました。
センシングシステムでは重量・長さ・幅・頭開き・曲り等を測定計量することにより正確な等階級判定が可能です。
更に、結束パターン成立までアスパラガスを一時貯留する本数ストッカ又は重量ストッカと新開発の全自動アスパラ結束ロボットが手間のかかる結束作業を完全自動化することで、大幅な省力化を実現いたしました。

8756432

1

3. アスパラカット装置

4. CCDカメラセンサ

5. 選別ライン

施設特長
荷受操作盤は画面対話方式タッチパネル方式です。
荷受コンテナ計量機のインジケータにもなっています。
ひだ付低速整列コンベアで高い供給効率を実現します。
アスパラカット装置は切断する長さを調整可能で、内部が容易に確認できるスケルトン構造です。
切り屑も専用計量機で計測して、荷受総重量から切り屑重量を差し引いて製品の総重量を算出します。

6. 自動結束装置

1. 荷受け2. 整列ライン

7. 半自動結束装置

8. 製函機

選別システムフロー
荷降
ろし

荷受
コン
ベア

荷受
コン
テナ
計量

整列
コン
ベア

C
CD
カメ
ラセン
サ等
階級
仕分
け

コン
テナ
受
け

組合せ計量機

結束機

CCDカメラセンサが高精度にアスパラガスを測定します。
測定項目：幅・頭開き・曲がり・色・扁平・推定重量
カメラ測定能力：6本Max／１台×2条
組 合 せ ボック ス が１束 の 規 格 重 量 に より 近 く な る ように 組 合 せ し て結束機に供給します。
選別ラインと連動した全自動結束機がアスパラガスを優しく確実に結束します。
全自動結束機の能力：1,500束Max／時間
半自動結束機：800束Max／時間

荷受
情報
入
力切り
屑計量機

箱詰め

冷蔵
庫・出荷

信頼を築いて 112 年。

OMIフルーツパッカーシリーズ
みかんトレイ詰め装置 CAP-1000
みかんのサイズや品質をCCDカメラが正確に分別し、迅速かつ丁寧にパックします。
人手不足や経験不足の問題を解消する優れものです。

信頼を築いて 112 年。

袋詰め、ひも結束の重労働を解消！出荷までスピーディに効率良く！
全自動紙袋結束装置特長
お米のみでなく麦、大豆にも使えます。若干の改良でその他の類似の穀類にも使ます。
計量は、高精度ロードセル・デジタル表示で精度は，1 ／ 1500。ムダのない袋詰めが出来ます。
空袋の補給は、ほぼ 1 時間に 1 回の作業で済みます。ダブルストック台ですので、袋補給時も稼動します。
袋底ならしから袋口折り込み、袋肩整形、結束まで 120 袋／時間のスピードで流れるようにすべて機械が行います。
仕上がりの形も写真のように美しく。
スムーズに、はい積部へ押し出します。
ミスは殆んどありませんが万一のときは、検知装置が作動して自動的に作業がストップします。
お米をこぼしたり袋がやぶれたりはしません。
（ミス袋を取り出した後、手元のスイッチ 1 つで簡単に再起動が出来ます。）

空袋の供給から結束まで30秒の全自動（行程）。

出荷装置全景空袋供給

3752215
1425
675
425
300

790
100480
1200
1880
2360

2050
380

袋口折込・整形

結束主仕様

102515131138

計量・充填型式

OHP-120

対象物

お米（麦，大豆等）

能力120袋／時間

計量機部

高精度ロードセル・デジタル表示
秤量:30kg，精度:1／1500

100

25700

袋載せ台

ダブル型ストック台 120枚

結束部

充填・袋底ならし，袋口折り込み，袋肩整形
結束（非結束袋検知装置）

140

操作部

タッチパネルタイプ

900

計量設定〜結束設定まで1面で可能

1450

2589
9 400

エラー詳細・復旧表示，自動手動切替

1800

220

AC100V／AC200V 約1.2kw

自重約500kg

その他

専用小形コンプレッサー付属

オプション サンプルユニット（サンプル採取，シールパック，490650

1000

供給電源

袋印字），袋転倒装置，自動票箋投入装置

信頼を築いて 112 年。

全自動で計量・充填・ミシン包装をひも付きネット袋に・・・
種子用全自動給袋装置
特長
ロードセル式計量機の採用により、正確な計量が出来ます。
袋取り装置部の消耗品交換が、容易に出来ます。
折り込み装置付きで、籾漏れがありません。
オプションでトレーサビリティシステム対応型の仕様設定も可能です。
各工程毎に動作確認のセンサを配置して自己チェックも出来ます。
操作盤はタッチ画面採用で簡単操作。動作状況も一目でわかります。
自動ミシン部も回転移動型で、糸切れ時の復旧作業も簡単です。
ひも付きネット袋使用のため、袋の再利用が出来ます。
（袋資材費は現状と変わりません。）
その他オプション使用につきましては、ご相談とさせて頂きます。

工程フロー

自動計量機

袋セット

袋取り

計量・袋開口主仕様
計 量 対 象種籾型

式

OTP-10秤

量10kg（定量値任意設定可能）

最 小 表 示5g

重 量 検 出マルチロードセル型

操

カラー表示タッチパネル型

作盤

重 量 表 示デジタル重量表示

能力360袋／H

電源

三相：200V 500/600Hz、単相：100V 500/600Hz

エラー検出

袋有無検知、クランプミス検知、セルフチェック自己診断

オプション

2.2kw専用コンプレッサ、トレーサビリティ対策ハード・ソフト

充填・折込み・ミシン縫い

信頼を築いて 112 年。

簡単操作。しかも正確に!
枝肉計量器 ランウェイスケール
食肉加工施設でご使用いただいている「枝肉計量機」です。
近江度量衡では、食の安全・安心のためにHACCP(危害分析重要管理点)方式や、トレサビリティシステムに考慮した、計量管理システムの製作に努めています。

システム構成図
高精度計量器PCとオンラインメッキ加工で衛生的です。

計量データをPCへ送信。
ユーザーの使用している上位PCの通信仕様に合わせてソフトを作成いたします。

ラベルプリンタ
枝肉の重量、枝肉番号、固体識別番号等を印字及びジャーナルプリンタ

バーコード発行します。

毎回計量データを印字し、万一のトラブル発生時も記録を通して確認することができます。

計量器外形図500

142 240
200440280
4054875800

44020220460

125ｘ65ｘ675.4
127540

進行

125
12155
65
25
125

8076mm76mm

850

ジャーナルプリンタ出力350信頼を築いて 112 周年。

長時間安定した精度で安心して使用が可能！
自動薬品計量装置
タイヤ、工業用ゴム、樹脂、化学製品の製造工場において使用する多品種の薬品原料、粉体、ペレット、顆粒状の原料を自動計量配合する全自動薬品計量装置です。
原料ホッパ、各種供給装置、各種計量装置、容器搬送装置、その他随所に長年の経験とノウハウを組み込み製作致しております。
品名型式
秤量
最 少 目 量計 量 機 台 数
チェック計量

主 仕 様
自動薬品計量機（1品種〜40品種）
ロードセル式台秤（容器搬送装置付き）
5000g〜25000g
1g〜5g
1台〜20台1台※その他、お客様の御希望に応じて設計製作致します。

薬品ストレージホッパ及び供給スクリューフィーダ

解砕機
メイン操作制御盤

先進のテクノロジーが計量をサポート！
自動液体計量装置
各種液体を２台の自動計量機で組み合わせ計量を行い、配合するタンク付き計量装置です。
攪拌反応タンク、圧力タンク、保温ジャケット式タンク等を計量機にする事も出来ます。
品名型式
秤量
最 少 目 量計 量 機 台 数

主 仕 様
液体計量機
マルチロードセル式（タンク付き）
5kg〜5000kg
10g〜5kg
1台〜3台※当社では液体計量機を中心とした液体計量プラントの設計製作を承っております。
各種タンクの製造、各種ポンプ、特殊レベル計の取扱いも致します。
※その他、お客様の御希望に応じて設計製作致します。