Product Brochure

MG3700A
ベクトル信号発生器
250 kHz 〜 3 GHz, 250 kHz 〜 6 GHz（オプション）

Excellent Eco Product高速・大容量・
広帯域へと
発展する
ワイヤレス
通信に対応

急速に進化するワイヤレス通信は、高速・大容量・広帯域へと発展する傾向にあります。そして次世代のワイヤレス通信では、単に携帯電話だけを対象とするのではなく無線LAN などのワイヤレスアクセスと相互に補完し、シームレスにサービス提供するシステムを目指しています。
MG3700A ベクトル信号発生器は、160 MHz の高速任意波形
ベースバンド発生器を内蔵し、広帯域ベクトル変調帯域幅・大容量任意波形メモリという特長を持ち、さらに多様な通信方式のディジタル変調信号をサポートした信号発生器です。携
帯電話や無線 LAN など現行の主要な移動体通信はもちろん、広帯域化するさまざまなワイヤレス通信にも最適な性能を実現しました。
また、波形生成ソフトウェア（IQproducer）は、MG3700A で使用する波形パターンをPC上で生成し、100BASE-TX LAN
経由でMG3700A へ波形パターンを転送できます。
さらに、一般の EDA（Electronic Design Automation）ツール（MATLAB など）で生成されたASCII形式のIQサンプルデータ
ファイルをMG3700A用波形パターンファイルに変換することもできますので、任意にカスタム波形パターンファイルを生成できます。
＊ MATLAB® は、The MathWorks, Inc.の登録商標です。

2

ベースバンド任意波形発生器
サンプリングレート：20 kHz 〜160 MHz
任意波形メモリ：
256 Msamples/channel（標準）512 Msamples/channel（オプション）

大容量HDD40 GB

BER測定器
入力ビットレート：1 kbps〜20 Mbps（標準内蔵）
100 bps〜120 Mbps（オプション）■ 多様な通信方式をサポート＊ 1■ 特長●

標準波形パターン：
下記の通信方式に対応した任意波形パターンが標準で添付されています。
・W-CDMA ・GSM/EDGE ・CDMA2000 1X/1xEV-DO
・無線LAN（IEEE802.11a/11b/11g）・PDC ・PHS ・AWGN・Bluetooth ・GPS
・放送用（ISDB-T1セグメント/BS/CS/CATV）● オプション波形パターン（別売）
下記の通信方式に対応した任意波形パターンをオプションとしてご用意しています。
・TD-SCDMA
・公共無線システム（RCR STD-39、ARIB STD-T61/T79/T86）● 波形生成ソフトウェア：IQproducer
各通信方式に沿ったパラメータ変更および波形パターン生成を行うためのグラフィカル・ユーザ・インタフェースを備えたPCア
プリケーションソフトウェアです。
・W-CDMA ・AWGN ・HSDPA/HSUPA ＊ 2 ・TDMA ＊ 2
・CDMA2000 1xEV-DO ＊ 2 ・Multi-carrier ＊ 2
・Mobile WiMAX ＊ 2 ・DVB-T/H ＊ 2 ・Fading ＊ 2 ・LTE ＊ 2

周波数範囲 250 kHz〜6 GHz●

250 kHz〜3 GHz（標準）250 kHz〜6 GHz（オプション）●

広帯域ベクトル変調帯域幅
120 MHz（標準内蔵のベースバンド発生器使用時）、150 MHz（外部IQ入力使用時）●

高レベル確度
絶対レベル確度：±0.5 dB
リニアリティ：±0.2 dB typ●100BASE-TX LANで波形転送および遠隔制御●

40 GB のハードディスクを標準内蔵●

最大2 GB の任意波形メモリ
1 GB=256 Msamples/channel（標準）2 GB=512 Msamples/channel（オプション）●

波形加算機能希望波＋妨害波、希望波＋AWGNなど、２信号を内部で加算して出力可能。

●

20 MbpsまでのBER測定器を標準内蔵＊1：詳細は個別カタログ「MX370X シリーズソフトウェア」をご覧ください。
＊2：本体にインストールするライセンス（別売）が必要です。

入力ビットレート：1 kbps〜20 Mbps
入力ビットレート：100 bps〜120 Mbps（オプション）●・CDMA2000® は、Telecommunications Industry Association（TIA-USA）の登録商標です。
・Bluetooth® ワードマークとロゴはBluetooth SIG、Incの所有であり、アンリツはライセンスに基づきこのマークを使用しています。
・その他記載されている会社名、製品名およびサービス名などは、各社の商標または登録商標です。

質量：≦15 kg（オプションは含みません）

3使いやすいパネル設計

Main PWR（電源スイッチ）Power On/Off を切り替えます。上のランプは電源が供給されている状態に「緑」、さらに Power On すると「橙」が点灯します。
Hard Disk（ハードディスクランプ）
本体内蔵のHDDにアクセスしている時、点灯します。
Panel Lock（パネルロックキー）
電源スイッチ 、Local を除くすべてのキー操作を無効にします。パネルロック状態でランプ（赤）が点灯します。
Display Off/On（ディスプレイ Off/On キー）
ディスプレイのOn/Offを切り替えます。ディスプレイOffの時、ランプ（赤）が点灯します。
Local（ローカルキー）
GPIB や Ethernet によりリモート制御されている状態を、ボタン等によるローカル制御の状態に戻します。
Remote（リモートランプ）
GPIBやEthernetによりリモート制御されている状態の時点灯します。
Preset（プリセットキー）
パラメータの設定を初期状態に戻します。
Function Keys（ソフトファンクションキー）ディスプレイの右端に表示されるメニューを選択・実行します。メニュー画面が複数ある時、「More」でページを切り替えます。
Function（メインファンクションキー）
本装置の主機能の設定をする際に、各モードを切り替えます。
「Frequency」周波数設定モード「Level」出力レベル設定モード「Baseband」ベースバンド設定モード「Utility」ユーティリティ設定モード
Cursor/Edit（カーソル／エディット キー）
項目選択や数値設定に使用します。
「Set」で確定、「Cancel」で取り消します。
「Knob Hold」を押し、ランプが点灯している時、ロータリノブは無効になります。

CF Card（コンパクトフラッシュスロット）
波形パターンやソフトウェアのインストール、ディスプレイ表示内
容の保存に使用するメモリカードのスロットです。
Ten Keys（テンキー）「Shift」パネルの青文字のキーを操作する際、先にShiftキーを押してランプが点灯した状態で目的のキーを押します。
「テンキー」数値設定の際に使用します。
「単位キー」数値入力後に単位を確定する際に使用します。
RF Output（RF信号出力）「Output」を押すとRF 信号出力の On/Offを切り替えます。RF
信号が出力されている時、ランプが点灯します。
「MOD On/Off」RF 信号が出力されている時、変調の On/Offを切り替えます。RF 信号が変調されている時、ランプが点灯します。
「RF Output」RF信号を出力するコネクタです。
（N-J、50 Ω）
Modulation Input（外部IQ変調入力コネクタ）
外部のベースバンド信号でベクトル変調を行う場合に、I相とQ相の信号を入力します。
（BNC-J、50 Ω、入力電圧範囲±5 Vpeak）
Control Input（コントロール入力コネクタ）
スタートトリガ、フレームトリガ、パターントリガの入力用コネクタです。
（BNC-J、TTL、立上り/立下りの極性反転可能）
Ethernet（100BASE-TX LAN コネクタ）
リモート制御または波形パターンの転送を行う際、PCと接続するコネクタです。本コネクタを利用する場合には、背面 2 箇所のEthernetコネクタを、付属の LAN ストレートケーブルでショートします。
（８極モジュラジャック Cat.5）
Display（ディスプレイ）
8.4型、ドット数 640×480、カラーTFT LCD。
ディスプレイの表示内容は画像ファイルとしてHDDまたはCF カー
ドに保存できます。
（画像ファイル色：カラー、グレースケール）

4

Buffered Output（基準周波数信号出力コネクタ）
本装置内部の基準周波数信号（10 MHz）を出力します。他の機器と同期をとる際に使用します。信号は本体のPower On の時、常に出力されています。
（BNC-J、TTL、DC 結合）
Ref Input（基準周波数信号入力コネクタ）
外部からの基準周波数信号（10 MHzまたは 5 MHz）
を入力します。本装置内部の基準周波数よりも確度の良い信号を使用する場合、または他の機器の基準信号と同期をとる際に使用します。
（BNC-J、≧0.7 Vp-p/50 Ω AC 結合）
AUX Input/Output（AUX 入出力コネクタ）
マーカ信号の出力に使用します。
（BNC-J ３ポート、TTL）
Baseband Ref Clock Input（ベースバンド基準クロック入力コネクタ）
D/A サンプリングクロックの基準となるクロック信号を入力します。
（BNC-J、≧0.7 Vp-p/50 Ω AC結合、入力周波数範囲20 kHz〜
160 MHz）
Ext Pulse Mod Input（外部Pulse Mod 信号入力コネクタ）
パルス変調機能で、信号出力の On/Off を切り替えるための外部信号を入力します。
（BNC-J、50 Ω、入力電圧範囲 0〜 5 V、H=信号 On/L=信号
Off、しきい値=約1 V）
IQ Output（IQ出力コネクタ）
任意波形生成部で生成されたベースバンド信号（I 相/Q 相）を差動出力します。
（D-Sub 15-J、50 Ω）
応用部品の IQ出力変換アダプタ（別売）
を IQ Outputに接続することで、BNCに変換できます。

Fan（空冷用ファン）
本装置の内部温度の上昇を抑えるための空冷ファンです。
保護接地端子
電源コードを接地できない場合、この端子を接地してください。
Line Input（ACインレット）
電源供給用インレットです。
GPIB（GPIB 用コネクタ）
GPIBによるリモート制御を行う際に使用します。
Ext. ALC Input（外部 ALCコネクタ）
外部よりDC 電圧を印加し、出力レベルを−8 〜 +3 dB の間でレベル制御する際に使用します。
（BNC-J、600 Ω、入力電圧範囲±5 V）
BER Input（BER 入力コネクタ）
BER測定に使用します。
「Enable」BER 測定のゲート信号を入力します。
「Clock」データと同期したクロック信号を入力します。
「Data」データを入力します。
（BNC-J、TTL）
Junction Connector
正面パネルの Ethernet コネクタを使用する場合には、このJunction コネクタと の Ethernetコネクタを付属の LAN ストレートケーブルで接続します。
（８極モジュラジャック Cat.5）
Ethernet
リモート制御または波形パターンの転送を行う際、PCと接続するコネクタです。背面の Ethernetコネクタはこちらのコネクタを使用します。
（８極モジュラジャック Cat.5）

5

基本性能
■ 周波数範囲 250 kHz〜6 GHz（オプション）■ 広帯域ベクトル変調帯域幅：120 MHz（内蔵ベースバンド発生器使用時）

標準の周波数範囲は250 kHz〜3 GHzです。オプション追加によ150 MHz（外部 IQ入力使用時）

り250 kHz〜6 GHzに拡張することもでき、5 GHz帯無線LANや標準内蔵のベースバンド信号発生を使用した場合にベクトル変第4世代携帯電話の周波数範囲もカバーします。

調帯域 120 MHzの広帯域化を実現しました。さらに、外部 IQ
入力を使用した場合にはベクトル変調帯域幅 150 MHzまでカバーします。

■ 高レベル確度
優れたレベル確度により、測定の確かさをサポートします。
絶対レベル確度：±0.5 dB（≧−120 dBm、25 MHz≦fc≦3 GHz、E-ATT ＊）±0.8 dB（≧−120 dBm、3 GHz＜fc≦6 GHz、E-ATT ＊）±0.5 dB（≧−120 dBm、25 MHz≦fc≦3 GHz、M-ATT ＊）±0.8 dB（≧−100 dBm、3 GHz＜fc≦6 GHz、M-ATT ＊）＊E-ATT：電子式アッテネータ、M-ATT ：メカニカルアッテネータ

周波数特性の一例

リニアリティの一例

ベクトル変調帯域幅の一例（外部IQ入力使用時）

6

SSB 位相雑音の一例（25 MHz≦ f ≦ 3 GHz）
（CW、コンティニュアスモード：OFF、周波数切替スピード：ノーマル）

SSB 位相雑音の一例（3 GHz ＜ f ≦ 6 GHz）
（CW、コンティニュアスモード：OFF、周波数切替スピード：ノーマル）

大容量波形パターンにも対応■ 100BASE-TX LAN で波形転送■ 40 GB のハードディスクを標準内蔵

PC から MG3700A への波形パターンの転送は、100BASE-TX

40 GBのハードディスクを標準で内蔵しています。ハードディス

LAN経由またはCompactFlashカード経由でおこないます。

クには各種波形パターンや、MG3700A の各設定条件（周波数、100BASE-TX LANのデータ伝送速度は最大2 MB/s（参考値）で出力レベル、ディジタル変調など）を保存し読み出すことができまあるため、大容量のデータを伝送する際に効果的です。さらに、す。ハードディスクから任意波形メモリへのデータ転送速度は14

複数のMG3700Aに同じ波形パターンを転送する場合、１回の操MB/s（参考値）と高速です。ハードディスクが故障した場合は、作で転送できます。

応用部品のHDD ASSY（別売）と交換してください。

●

100BASE-TX LAN により波形を高速転送：転送速度最大 2■ 最大 2 GBの任意波形メモリ

MB/s●

1 GB = 256 Msamples/channel（標準）2 GB = 512 Msamples/channel（オプション）

前面および背面のパネルに LANコネクタを配置。使用環境に任意波形メモリの大容量化により、多数の波形パターンを同時にメモリ内に持つことができます。メモリに保存されている波形パ
ターンは、再度ハードディスクから呼び出すことなく出力できます。

合わせて使い易い方を選択可能●

外部 PC から MG3700A に転送される波形パターンは内蔵のMG3700Aの任意波形メモリは標準で 256 Msamples/channel

大容量ハードディスク40 GBに保存（128 Msamples/channel×2）を内蔵していますが、さらにオプションにより512 Msamples/channel（256 Msamples/channel×2）

CompactFlash® は、SanDisk社の登録商標であり、CFA（Compact Flash
Association）にライセンスされています。

に拡張できます。

MG3700A ベクトル信号発生器

任意波形メモリ
256 Msamples/channel（標準）512 Msamples/channel（オプション）

100BASE-TX LAN：
500 ksamples/s=
2 MB/s（参考値）
HDD 40G

CF Card：375 ksamples/s=
1.5 MB/s（参考値）

3.5 Msamples/s=
14 MB/s（参考値）

保存・読出・各種波形パターン・MG3700A の設定

7

利用する波形パターンを
任意波形メモリに保存。
大容量メモリの実現により、多数の波形パターンを同時保存。

便利な標準内蔵機能■ 波形加算機能
MG3700Aは、内蔵の任意波形メモリが２つのメモリで構成され

受信感度テストの隣接チャネル選択度や、ブロッキングなどの測ており、それぞれ１つの波形パターンを選択できます。各メモリ

定では、希望波＋妨害波、希望波＋AWGNの信号を１台で出力のどちらかの信号を出力することはもちろん、双方の信号を加算できます。デジタル処理でS/N調整・加算をしていますので、レベして出力することもできます。

ル比の確度に優れています。

希望波＋AWGN の画面例

出力波形

希望波＋妨害波の画面例

出力波形【コンビネーションファイル】
波形加算機能の操作をより使いやすくするコンビネーションの波形パターンの選択、出力レベル比、オフセット周波数な機能があります。コンビネーション機能とは、出力する２つ

どのパラメータを持っているファイルであり、このファイルを選択するだけでこれらを自動的に設定できます。

従来

本機能の効果● 希望波 + 妨害波の操作・メモリAに希望波を設定

コンビネーションファイルを選ぶだけで自動設定できます。
コンビネーションファイルは、IQproducerで生成できます。
（W-CDMAの制御 CH + データ CH のコンビネーションファ
イルは、あらかじめ用意されているファイルをご利用ください。
）

・メモリBに妨害波を設定
・希望波のレベルを設定
・妨害波のレベルを設定
・希望波と妨害波のオフセット周波数を設定● W-CDMAの制御CH＋データCHの操作

・メモリAに制御CHを設定
・メモリBにデータCHを設定
・制御CHのレベルを設定
・データCHのレベルを設定

8

■シーケンスモード
シーケンスモードとは、コンビネーションファイルの応用で、波接続手順の検証など、受信信号に対する応答の状態遷移を検形パターンの繰返し回数・波形パターンの切り替え・出力レベル設証する必要がある場合に大変便利です。

定などの連続動作のパラメータをファイルに持っており、このファイルを選択するだけでそれらの動作を自動的に行う機能です。

メモリ内部

従来

波形パターン

・必要な波形パターンの種類/回数を組み合わせたものを 1 つAの波形パターンとして生成し、メモリに格納します。

A

A

B

B

C

C

・繰り返し回数が変われば別波形パターンとして生成する必要があります。
そのまま出力メモリ内部

本機能の効果波形パターン

・必要な波形パターンと、コンビネーションファイルをメモ

コンビネーションファイル

A

A×3

リに保存します。また、外部トリガを使うことで、それぞ+

B

れの波形パターンを任意の回数繰り返すこともできます。
⇒ メモリを効率的に使用できます。

B×2
C×2

C

⇒ 応答の状態遷移の検証ができます。
⇒ マニュアルでのシーケンス制御もできます。
出力波形パターン
A

A

A

B

B

C

C

■ 20 Mbps BER 測定器を標準内蔵
1 kbps〜20 Mbpsまで測定可能なBER測定器を、標準で内蔵し装置背面のEnable/Clock/DataのBNC端子に、被測定物で復ています。受信機のBER測定を手軽に行うことができます。

調された信号を接続することで利用できます。

測定可能BER：0〜1%

また、BER 測定結果のログを 100 件まで保存できます。ログ

100 bps〜 120 Mbpsまで測定可能なオプションの BER測定

情報には、測定日時、エラーレート、ビットカウント、終了器も用意しています。
（次頁参照）

原因、測定モードの情報が含まれます。

背面パネルのコネクタ標準内蔵 BER 測定器の CountMode には Time の設定がありますが、
MG3700A-031/131 高速 BER 測定機能には Time の設定がありません
のでご注意願います。
Count Mode

BER測定の画面例

Time
DataBit/Data
Error

9

標準内蔵
BER測定機能◯◯

MG3700A-031/131
高速BER測定機能◯◯

オプション■ ハードウェア
形名：MG3700A-001
品名：ルビジウム基準発振器
10 MHzの基準信号発振器です。標準の発振器よりも周波数安定度が向上します。

MG3700A031/131
高速BER測定機能
オプション

標準BER測定機能(ver 2.02以降)■ 標準BER測定機能とオプションBER測定機能の比較

使用ケース

◯
＋スレッシ
ョルド調整

エラーの頻度に合わせて測定
条件を変えることで、高いエラーレートでも連続測定ができます。"Auto Resync=OFF"
では PHS などの既存通信シス
テムの製造検査工程や WCDMA などの研究開発で要求される、1%を超える高いエラーレートでの測定ができます。

周波数：10 MHz
エージングレート：±1×10−10/月

Auto ResyncのOn/Off機能

温度安定度：±1×10−9（0〜50℃）◯

形名：MG3700A-002
品名：メカニカルアッテネータ

Count
Mode ＊1

標準で内蔵されている電子式アッテネータをメカニカルアッ
テネータに交換します。最大出力レベルと歪特性が向上し

Time
DataBit/Data
Error

測定データレート上限

20
Mbps

◯
◯
120
Mbps

SyncLossカウント機能―◯

同期はずれを起こす条件下での連続測定ができます。

不連続PNデータの測定―◯

ISDB-T の PN23 など連続デー
タの容量がメモリサイズを超える場合、不連続の PN デー
タにより容量を小さくして測定できます。

ユーザパターンの測定―◯

WiMAX などで規定されている固定パターンを用いた測定ができます。

ます。
設定可能範囲：−140〜+19 dBm◯◯

絶対確度範囲（CW）：−140〜+10 dBm
形名：MG3700A-011
品名：上限周波数 6 GHz
標準の周波数範囲250 kHz〜3 GHzに対して、上限周波数を拡張し250 kHz〜6 GHzまでの周波数範囲をカバーします。

測定範囲を設定できます。
WLAN や次世代の高速通信でもご利用いただけます。

＊ 1 ： 標準 BER 測定機能（ver2.02 以前）の測定カウント数は「時間」と「ビット数」による設定が可能でしたが、高速 BER 測定機能オプションでは「時間」の設定がなくな
り「ビット数」「エラービット数」の設定ができます。

形名：MG3700A-021
Auto Resync On/OffによるBER測定限界値の変化

品名：ARBメモリ拡張 512 Mサンプル（下図測定系によりSyncLossとなるBER測定の一例：対象となる通信システム
やデータレートによって異なるものであり、下記の測定値を保証するものではありません）。
SyncLossとなるBERの最大値

標準で内蔵されているARBメモリ128 Msamples/channel
×2を、256 Msamples/channel×2に拡張します。

1.E-00Auto Resync=Off
1.6E-1

1.E-01

形名：MG3700A-031
品名：高速BER測定機能

1.E-02

標準内蔵BER測定機能に対して、下記の機能アップグレー
BER［％］

ドをおこないます。
・測定データレート上限：120 Mbps
・SyncLossカウント機能追加

4.5E-3
Auto Resync=On
1.E-03

1.E-04

・不連続PNデータ測定機能追加
・ユーザパターン測定機能追加

1.E-05
-14

-10

-6
-2
2
受信レベル(dBμV)

測定系の一例

RS-232C
PDC治具

Data/Clock

PDC端末
RF

10

6

■ ソフトウェア・IQproducerライセンス＊
ご購入の前に IQproducer を PC にインストールし、操作をお試

形名：MX370106A

しいただけます。

品名：DVB-T/H IQproducer
ETSI EN 300 744 V1.5.1（ 2004-11）の物理層（PhysicalLayer）の仕様に沿ったパラメータを設定し、波形パターンを生成できます。ユーザの MPEG-2 TS ファイルを読み込んで動画の波形パターンを生成することもできます。
生成された波形パターンは、BERによる受信感度試験や、動画による総合動作チェックにご利用いただけます。

生成した波形パターンを MG3700A にダウンロードし、信
＿号
＿を
＿出
＿
力
の＿
IQ＿pr
er
（
イ＿
セ＿
ン＿
ス別
が＿
必＿
要＿
で
＿す
＿る
＿た
＿め
＿に
＿は
＿下
＿記
＿＿
＿od
＿uc
＿＿
＿ラ
＿＿
＿売
＿）
＿＿
す＿
。
＿
形名：MX370101A
品名：HSDPA/HSUPA IQproducer
HSDPAのUplink/DownlinkおよびHSUPAのE-DPDCH、
E-DPCCH パラメータを変更し希望の波形パターンを生成

形名：MX370107A

できます。

品名：Fading IQproducer
MX370107A Fading IQproducerは、MG3700A用の波形パターンを読み込み、フェージング処理（IQ 各チャネ
ルのフェージング処置、相関行列の計算、AWGN の加算）をおこなった波形パターンを生成できます。入力するファイルは、他の IQproducer で生成した波形パター
ンファイルや、一般的なシミュレーションツールで生成したIQデータ（ASCII形式）を選択できます。
Channel Configurationは 、 1x1 SISO、 2x1 MISO、 1x2
SIMO、2x2 MIMOの4つのチャネル構成を選択できます。

形名：MX370102A
品名：TDMA IQproducer
TDMA 方式の波形パターンに対し、パラメータを変更し希望の波形パターンを生成できます。設定できるパラメー
タは、Modulation、Frame、Slot、Data、Filterなどです。
形名：MX370103A
品名：CDMA2000 1xEV-DO IQproducer
CDMA2000 1xEV-DOの Forward/Reverseの 波 形 パタ

形名：MX370108A

ーンに対し、パラメータを変更し希望の波形パターンを生成

品名：LTE IQproducer
MX370108A LTE IQproducerは、3GPP TS36.211、TS36.212、
TS25.814に規定されている3GPP LTE FDD仕様に準拠したパラメータを変更し希望の波形パターンを生成できます。

できます。
形名：MX370104A
品名：Multi-carrier IQproducer
各種通信方式の変調信号やトーン信号に対して、マルチキャリア化した波形パターンを生成できます。
また、マルチキャリア信号だけではなく、サンプリング
レートが異なる２つの波形パターンを同一のサンプリン
グレートの波形パターンに変換する機能や、W-CDMA
Downlinkのマルチキャリアとクリッピングを設定した波形パターンの生成もできます。

＊詳細は個別カタログ「MX370xシリーズ ソフトウェア」をご覧ください。

形名：MX370105A＊＊詳細は個別カタログ「MX370150A ARIB STD-T86 接続試験用
IQproducer」をご覧ください。

形名：MX370150A ＊＊品名：ARIB STD-T86 接続試験用IQproducer
ARIB STD-T86市町村デジタル同報通信方式に準拠し、
子局（戸別型）の相互接続性確認に係る試験 の試験手順に従った親局からの下り信号をMG3700A ベクトル信号発生器で発生するための PC アプリケーションソフト
ウェアです。

品名：Mobile WiMAX IQproducer
DL/UL-MAP、DCD/UCDなど MAC management messagesの一部のパラメータを変更し、波形パターンを生成できます。生成された波形パターンは、IEEE802.16eの8.4.13
Receiver Requirement 試験の一部 ＊ にご利用いただけます。
（＊：HOなど信号発生器単独ではできない機能試験を除き
ます。）

11

■ ソフトウェア・波形パターン＊
波形パターンは、MG3700A 内蔵の任意波形発生器で使用できる各種通信方式に沿った波形データを示します。
波形パターンはMG3700Aにダウンロードして使用します。
形名：MX370001A
品名：TD-SCDMA 波形パターン
3GPP 1.28 Mcps TDD Option（TD-SCDMA）の送信、受信試験用各種波形パターンが収録されています。
形名：MX370002A
品名：公共無線システム 波形パターン
RCR STD-39、ARIB STD-T61/T79/T86＊に適合した
波形パターンです。上り/下り、連続波 PN9/PN15 など
複数の波形パターンが収録されています。
RCR STD-39：狭帯域デジタル通信方式
ARIB STD-T61：狭帯域デジタル通信方式
ARIB STD-T79：市町村デジタル移動通信システム
ARIB STD-T86：市町村デジタル同報通信システム

IQproducer◯◯

3GPP LTE（FDD）◯

Fading◯Multi-carrier

ARIB STD-T61/T79/T86◯

RCR STD-39◯

TD-SCDMA

GPS

Mobile WiMAX（IEEE802.16e）◯

Bluetooth◯

WLAN（IEEE802.11a/b/g）

デジタル放送（DVB-T/H）◯

デジタル放送（BS/CS/CATV/ISDB-T）◯

ETC/DSRC

◯

PDC

◯

PHS

◯

高度化 PHS◯

GSM/EDGE◯

CDMA2000HSDPA（Test Model5）◯

MX370001A
TD-SCDMA
MX370002A
公共無線システム
標準添付
AWGN
標準添付
W-CDMA
MX370101AHSDPA/HSUPA
MX370102A
TDMA
MX370103A
CDMA2000 1xEV-DO
MX370104A
Multi-carrier
MX370105A
Mobile WiMAX
MX370106A
DVB-T/H
MX370107A
Fading
MX370108A
LTE

CDMA2000 1xEV-DO

W-CDMA

標準内蔵波形HSDPA/HSUPA

対応通信方式

AWGN

波形パターン＊詳細は個別カタログ「MX370xシリーズ ソフトウェア」をご覧ください。

◯

◯
◯
◯

◯
◯

◯

◯

◯

◯

Multi-carrier IQproducer は、各種通信方式の波形パターンをベースにマルチキャリア信号を生成するツールです。
◯◯

Fading IQproducer は、各種通信方式の波形パターンをベースにフェージング信号を生成するツールです。
◯

12

波形生成ソフトウェアIQproducerの便利な機能■ IQproducer の機能
IQproducerは、MG3700A用の波形パターンを生成し、MG3700A●へ転送することができる PC アプリケーションソフトウェアです。
IQproducer は MG3700A に標準で添付されており、主に次の４つの機能を持ちます。
・パラメータ設定機能
・シミュレーション機能
・ファイル生成機能
・データ転送機能

CPU

PentiumⅢ 1 GHz相当以上

メモリ

512 MB 以上

ハードディスク

5 GB 以上

ディスプレイOS

IQproducer の パラメータ設定機能（System） で波形パタ

1024×768ピクセル以上の解像度を持つ
ディスプレイWindows 2000 Professional、Windows XP

Pentium® は、米国およびその他の国における Intel Corporation または
その子会社の商標または登録商標です。
Windows® は、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

ーン生成の機能をお試しいただいた後、実際に波形パターンを
MG
7＿
00＿
Aで
＿
＿3＿
＿ご
＿利
＿用
＿い
＿た
＿だ
＿く
＿た
＿め
＿に
＿は
＿各
＿シ
＿ス
＿テ
＿ム
＿に
＿対
＿応
＿し
＿た
＿ラ
＿イ
＿
セ
（
別＿
売＿
）
が＿
必＿
要＿
で＿
す＿
。
＿ン
＿ス
＿
＿
＿
＿

●

IQproducer 動作環境

パラメータ設定機能：System

IQproducer の System では、各通信方式にそって簡単にパラメータを設定できるグラフィカル・ユーザ・インタフェースを備えています。パラメータ設定結果のファイルを保存し、呼び出すこともできます。

Fading IQproducerの設定画面例

LTE IQproducer の設定画面例
Mobile WiMAX IQproducer の設定画面例

13

●

データ転送機能：Transfer & Setting

コンビネーションファイル生成機能
Transfer & Settingの Edit機能の一つに、Combination File
Edit 機能があります。コンビネーションファイルとは、下記の設定を持ち、MG3700Aでコンビネーションファイルを選択するだけでこれらの設定をすべて自動におこないます。

PCと MG3700Aを 100BASE-TX LAN経 由 で 接 続 /切 断し 、・波形パターン

IQproducer で生成した波形パターン、画像ファイル、ファームウ

・繰返し回数ェアのバージョンアップファイルなどを転送できます。複数の・妨害波の波形パターン（メモリB）

MG3700A が LAN に接続されている場合には、１回の操作で波・周波数オフセット（メモリAとBの加算時）

形パターンを転送できますので、操作にかかる作業時間を低減

・レベル比（メモリAとBの加算時はC/N、メモリAのみの場

します。

合はエレメント間の相対レベル）

また、遠隔制御でMG3700Aのハードディスクに格納された波形パターンを任意波形メモリに展開し、さらに波形パターンを選択

2つのメモリにそれぞれ希望波と妨害波を設定して受信特性をして出力させることもできます。

測定する際など、簡単に設定ができます。
また、複数の波形パターンの切り替え、繰返し回数などを設定しシーケンスを持たせることで、受信の状態遷移の検証にも利用できます。

Transfer & Setting 画面例
Transfer & Setting 画面例

Combination File Edit 画面例

14

●

シミュレーション機能：Simulation

●

グラフ表示

生成した波形パターンに対して、PC 上で CCDF ・ FFT ・Time Domainのグラフを表示する機能です。波形パターン
をMG3700Aに転送する前に、グラフによって確認できます。

CCDF（Complementary Cumulative Distribution Function）

Time Domain グラフ表示

グラフ表示

生成した波形パターンを自動的に読み込んで、最大4個の波形生成した波形パターンを自動的に読み込んで、最大8個の波形パターンに対して、同時にTime Domainグラフに表示します。

パターンに対して、同時にCCDFグラフに表示します。

Time Domainグラフ
CCDF グラフ

FFT（Fast Fourier Transform）グラフ表示
生成した波形パターンを自動的に読み込んで、FFTの計算結果を最大 4 個の波形パターンに対して、同時に FFT グラフに表示します。

FFTグラフ15●AWGN波形生成機能：AWGN

ファイル生成機能：File Gen.

サンプリングレートや帯域幅を設定し、任意のAWGN波形パターンを生成できます。また、はじめに組み合わせる波形パターン（希望波）を選択すれば、希望波帯域幅とサンプリング
レートが自動的に設定されます。
データ変換機能：Convert

生成されたAWGN波形パターンと既存の波形パターンとを加一般の EDA ツール（MATLAB など）で生成された ASCII 形式

算して、基地局ダイナミックレンジ測定などに利用できます。

の IQ サンプルデータファイルを MG3700A 用波形パターンファイ
ルに変換できます。

主な設定パラメータ

任意にカスタム波形パターンファイルを生成できますので、研究・① Wanted Signal BW：希望波帯域幅
設定範囲：0.0010〜120.0000 MHz

開発用途でのシミュレーションにおける利便性を高めます。

② AWGN BW(B)/Wanted Signal BW(A)：
希望波に対するAWGNの倍率
設定範囲：1.0、1.5、2.0、2.5③ Sampling Rate：サンプリングレート
設定範囲：0.0200〜160.0000 MHz
希望波と同じ値にします。
④ AWGN BW(B)：AWGNの帯域幅① ②から自動的に計算し、下記の制限を持ちます。
制限範囲：0.001〜20.000 MHzかつ サンプリングレート/2 以下、20.001〜120.000 MHzかつ サンプリングレー
ト 以下

Convert 画面例

Clipping処理機能
各種波形パターンに対してクリッピング処理をおこなう機能です。フィルタと帯域幅および繰り返し回数を設定することによりクリッピング処理された波形パターンを生成できます。
AWGN 画面例

Clipping画面例

16

使用例
■ 各種移動体通信の基地局・端末の受信特性評価に
MG3700Aは、主要な移動体通信方式に沿った波形パターンをサポートし、さらにBER測定器を標準内蔵していますので、受信特性評
価に最適です。また、MG3700Aの波形加算機能では、２つの波形パターンを加算して信号出力できますので、希望波と妨害波、希望波とAWGN（Additive White Gaussian Noise）など、２信号を１台で出力できます。

MG3700A ベクトル信号発生器

希望波

BER測定
BER測定器 標準内蔵

DUT
Data、
Clock、
Enable＊入力ビットレート：1 kbps〜20 Mbps（標準内蔵）
100 bps〜120 Mbps（オプション）●

受信感度テストでは、BER で規定される測定項目があります。

●

BER 測定器を内蔵（標準搭載）
しているため、省スペースであり、手軽にレシーバテストを実施できます。

W-CDMA、GSM、PHS、PDC …など

MG3700A ベクトル信号発生器
希望波 + 妨害波
希望波 + AWGN

DUT

波形加算機能 標準内蔵

出力波形

希望波 ＋ 妨害波の画面例●

受信感度テストでは、隣接チャネル選択度（ACS：Adjacent Channel Selectivity）やブロッキング特性など、希望波と妨害波の２信号を用いる測●波形加算機能で、希望波＋妨害波、希望波＋AWGN の信号を１台で出力できます。

●

デジタル処理で S/N 調整・加算をしていますので、レベル比の確度に優れています。

定項目があります。

17

■ デュアル方式の携帯関連機器の受信特性評価に携帯電話＋W-LANなどデュアル化が進む携帯市場において、端末/モジュール/チューナの受信特性評価では多様な通信方式の信号源が必要になります。MG3700A は主要な通信方式の波形パターンをサポートし、さらに将来的な拡張性にも優れていますので、今後発展するデュアル方式機器の受信特性評価に適した信号発生器です。
また、デュアル化された通信方式同士の相互干渉により受信特性が劣化しないことを評価することも重要ですが、その際には妨害波としてもご利用いただけます。
MT8820B ラジオコミュニケーションアナライザ

希望波

DUT

MG3700A ベクトル信号発生器
無反射終端器（MP752A）

三信号特性測定用パッド（MA1612A）

妨害波/希望波●

受信特性評価の希望波として、多様な通信方式の信号を１台で出力できます。

●

相互干渉による受信特性の劣化を評価するための妨害波としてもご利用いただけます。

■ 進化し続ける通信方式の研究開発に…
IQproducerのデータ変換機能を用いることで、お客様が一般のEDAツールを用いて任意にカスタム波形ファイルを生成できます。
を、IQproducer の 外部データ変換機能
一例として、MATLAB でシミュレーションした時の、IQ サンプルデータファイル（ASCII 形式）
によりMG3700Aで使用する波形パターンファイルに変換できます。これにより、MATLAB のシミュレーション結果と実際の測定結果を比較検討できます。
PC MATLAB

MG3700A ベクトル信号発生器

シグナルアナライザ

DUT

18

規格
●

MG3700A ベクトル信号発生器

指定のない場合には以下の条件で規定されます。
CW時、変調時共通(コンティニュアスモード：Off、外部ALC：Off、周波数切り替えスピード：Normal、パルス変調：Off)
変調時のみ(波形パターンのRMS：1634〜1157、サンプリングレート：＞100 kHz、メモリモード：加算なし、IQ Output：Off、CAL実行後、内部変調時)
周波数範囲

250 kHz〜3 GHz (標準)、250 kHz〜6 GHz (オプション実装時)

分解能

0.01 Hz内部基準発振器

周波数：10 MHz、エージングレート：±1 × 10 − 8/日、±1 × 10 − 7/年、温度安定度：±2 × 10 − 8 (0〜+50℃)、
起動特性 (23℃)：±5 × 10 − 8/電源投入後5分、電源投入後24時間を基準。
ルビジウム基準発振器オプション実装時
周波数：10 MHz、エージングレート：±1 × 10 − 10/月、温度安定度：±1 × 10 − 9 (0〜+50℃)、
起動特性(23℃)：±1 × 10 − 9 (電源投入後7分、電源投入後24時間を基準)

外部基準入力

周波数：5 MHz/10 MHz (自動切り替え)、動作範囲：±1 ppm、入力レベル：≧0.7 Vp-p/50 Ω (AC結合)、
コネクタ：BNC-J (背面パネル、Ref Input)

バッファ出力

周波数：10 MHz、出力レベル：TTLレベル (DC結合)、コネクタ：BNC-J (背面パネル、Buffered Output)

切り替え時間GPIB にて最終コマンド受信後、最終周波数の±0.1 ppm (ただし、最終周波数1 GHz以下では±100 Hz)
以内に入るまでの時間。
周波数切り替えスピード=Normalのとき：≦40 ms (3 GHzをよぎるとき)≦15 ms (3 GHzをよぎらず、周波数変化量が1 GHz未満のとき)≦20 ms (3 GHzをよぎらず、周波数変化量が1 GHz以上のとき)
周波数切り替えスピード=Fastのとき：≦40 ms (3 GHzをよぎるとき)≦10 ms (3 GHzをよぎらないとき)
メカニカルアッテネータオプション実装時
周波数切り替えスピードによらず：≦100 ms (3 GHzをよぎるとき)≦80 ms (3 GHzをよぎらないとき)

周波数

直接指定：周波数の絶対値を設定・表示
周波数設定・表示

CH による指定：周波数に対してCHを割り当て
複数のシステム(グループ)に対して個別のCHテーブルを持つことが可能。
グループ名、CH番号を設定・表示し、対応する周波数も同時に表示。

設定可能範囲−140〜+13 dBm (CW時、確度保証範囲：−136〜+6 dBm)
メカニカルアッテネータオプション実装時：−140〜+19 dBm (CW時、確度保証範囲：−136〜+10 dBm)＊：ベクトル変調時のレベル確度の詳細は「ベクトル変調/ベクトル変調時のCWとのレベル誤差」の項を参照してください。

単位

電力単位：dBm
電圧単位：dBμV (終端電圧表示)、dBμV (開放電圧表示)

分解能

0.01 dB (dBm、dBμV)
CW時、23±5℃においてレベル p [dBm]

周波数 f [Hz]250 k≦f＜25 M＋3＜p≦+6

絶対確度

3 G＜f≦6 G ＊±0.5 dB−1＜p≦+3±0.5 dB±0.8 dB±0.5 dB±0.8 dB−127≦p＜−120±0.7 dB±2.5 dB typ.

−136≦p＜−127±1.5 dB typ.

−120≦p≦−1

出力レベル

25 M≦f≦3 G±0.5 dB typ.

＊：3 GHz＜f≦6 GHzは、上限周波数6 GHzオプションが必要。
メカニカルアッテネータオプション実装時
レベル p [dBm]

周波数 f [Hz]250 k≦f＜25 M

25 M ≦f≦3 G

3 G ＜f≦6 G ＊＋7＜ p≦+10±0.5 dB typ.

±0.5 dB−100≦p≦＋7±0.5 dB typ.

±0.5 dB−120≦p＜−100±0.5 dB typ.

±0.5 dB±1.0 dB−127≦p＜−120±0.7 dB±2.5 dB typ.

−136≦p＜−127±1.5 dB typ.

＊：3 GHz＜f≦6 GHzは、上限周波数 6 GHzオプションが必要。

19±0.8 dBリニアリティ

CW時、23±5℃、−11 dBmを基準として、±0.2 dB typ (−120〜−11 dBm、25 MHz≦f≦3 GHzにおいて)±0.3 dB typ (−120〜−11 dBm、3 GHz＜f≦6 GHzにおいて)メカニカルアッテネータオプション実装時
CW時、23±5℃、−7 dBmを基準として、±0.2 dB typ (−120〜−7 dBm、25 MHz≦f≦3 GHzにおいて)±0.3 dB typ (−120〜−7 dBm、3 GHz＜f≦6 GHzにおいて)切り替え時間GPIBにて最終コマンド受信後、最終レベルの±0.1 dBになるまでの時間。
f＜25 MHzのとき： ≦15 ms (ノーマルモード)、≦10 ms (コンティニュアスモード)f≧25 MHzのとき：≦10 ms (モードによらず)メカニカルアッテネータオプション実装時≦80 ms (ノーマルモード)、≦10 ms (コンティニュアスモード)

VSWR≦−11 dBm出力において1.3 (250 kHz≦f≦3 GHz)、1.55 (3 GHz＜f≦6 GHz)
メカニカルアッテネータオプション実装時≦−7 dBm出力において1.25 (250 kHz≦f≦3 GHz)、1.35 (3 GHz＜f≦6 GHz)

特殊モード

コンティニュアスモードとEXT ALCモードは排他。(設定可能な上限、下限値は設定可能レベル範囲による。
)

出力レベル

コンティニュアスモード

コンティニュアスモードに移行時のレベルを基準とし、+3/−10 dB の範囲において0.01 dB ステップで出力断なしにレベル調整可能。

EXT ALC

外部から入力される直流電圧に応じて出力レベルを変更。
可変範囲：−8〜+3 dB、入力インピーダンス：600 Ω (公称値)、
コネクタ：BNC-J (背面パネル、Ext. ALC)

出力コネクタ50 Ω、N-J (正面パネル、RF Output)

最大逆入力

逆入力電力：1 Wpeak (≧300 MHz)、0.25 Wpeak (＜300 MHz)、DC：0 V
メカニカルアッテネータオプション実装時
逆入力電力：1 Wpeak、DC：0 V

スプリアス

CW時、≦−1 dBm (メカニカルアッテネータオプション実装時は≦+3 dBm)において高調波＜−30 dBc (ｆ≧300 MHz ＊)＊：メカニカルアッテネータオプション実装時はｆ≧250 kHzにおいて

非高調波＜−60 dBc：25 MHz≦f≦3 GHz設定時 (2.4 GHz交差スプリアス＊を除く)＜−54 dBc：3 GHz＜f≦6 GHz設定時 (4.4 GHz交差スプリアス＊を除く)＊交差スプリアス：4.8 GHz−出力周波数(25 MHz≦f≦3 GHz)、8.8 GHz−出力周波数(3 GHz＜f≦6 GHz)

電源関連＜−50 dBc：250 kHz≦f≦3 GHz設定時、＜−44 dBc：3 GHz＜f≦6 GHz設定時

信号純度

ベクトル精度

23±5℃、出力レベル：≦−1 dBm (メカニカルアッテネータオプション実装時は≦+3 dBm)
≦2%rms、≦1%rms typ：
(W-CDMA Down link 1code 変調時、出力周波数800〜1000 MHz、1800〜2400 MHz)
23±5℃、出力レベル：≦−4 dBm (メカニカルアッテネータオプション実装時は≦0 dBm)
≦1％rms：(IEEE802.11a/gと同等のOFDM変調時、出力周波数：2400〜2497 MHz、4900〜5925 MHz)
≦5％peak：(IEEE802.11bと同等の変調時、出力周波数：2400〜2497 MHz )ACLR 5MHz Offset

23±5℃、W-CDMA (Test Model1 64DPCH)信号を用いた場合、−61 dBc/3.84 MHz、−63 dBc/3.84 MHz typ.
(−4 dBm以下、800〜1000 MHz、1800〜2400 MHz )メカニカルアッテネータオプション実装時−62 dBc/3.84 MHz、−64 dBc/3.84 MHz typ.
(0 dBm以下、800〜1000 MHz、1800〜2400 MHz )ACLR 10MHz Offset

23±5℃、W-CDMA (Test Model1 64DPCH) 信号を用いた場合、−66 dBc/3.84 MHz typ. (−1 dBm以下、800〜1000 MHz、1800〜2400 MHz )メカニカルアッテネータオプション実装時−67 dBc/3.84 MHz typ. (+3 dBm以下、800〜1000 MHz、1800〜2400 MHz )ベクトル変調時のCWとのレベル誤差(変調時はALC Off固定)±0.2 dB [W-CDMA Down link 1code 1キャリアの信号出力時]
下記の変調時レベル確度保証範囲(Level)において50 MHz≦f≦3 GHz：Level≦+2 dBm
3 GHz＜f≦6 GHz：Level≦−1 dBm
メカニカルアッテネータオプション実装時
50 MHz≦f≦3 GHz：Level≦+7 dBm
3 GHz＜f≦6 GHz：Level≦+4 dBm

キャリアリーク≦−40 dBc (23±5℃において)イメージリジェクション

≦−40 dBc (23±5℃、10 MHz以下の複素正弦波を用いた場合)

ベクトル変調20

外部変調2 )＝0.5 Vrms、最大入力レベル：−5 Vpeak≦I、Q≦+5 Vpeak、
入力レベル：√￣
(I2 ￣
+￣
Q￣
入力インピーダンス：50 Ω、入力コネクタ：BNC-J (正面パネル、Modulation Input I/Q)

スペクトラム反転

内部変調時にI､Q信号を入れ替えることでスペクトラム反転が可能。
Spectrum Normal：通常のスペクトラム出力
Spectrum Reverse：反転したスペクトラム出力

内部変調

ON/OFF比：＞60 dB、立上り･立下り時間：＜90 ns (10〜90%)、パルス繰り返し周波数：DC〜1 MHz、
(Duty 50%)

外部変調

入力レベル範囲：0〜5 V、入力レベルしきい値：約1 V、ON/OFF比：＞60 dB、
立上り･立下り時間：＜90 ns (10〜90%)、パルス繰り返し周波数：DC〜1 MHz、 (Duty 50%)
入力コネクタ：50 Ω BNC-J (背面パネル、Ext Pulse Mod Input)

出力電圧範囲出力開放時、出力電圧振幅+DCオフセット：−3.5〜+3.5 V

出力電圧振幅

出力開放時
−
−
−
−
振幅変動：I、I 同時変動・Q、Q 同時変動、I ( I )とQ (Q )は独立に変動。
振幅可変範囲：0〜120% (波形パターンのRMS値=1634の時、100%=640 mV rms)
可変ステップ：0.1%
確度：±0.5 dB (1 kHz正弦波、振幅可変範囲≧10%において)

DCオフセット調整

同相DCオフセット：可変範囲：−1〜+3 V、分解能：10 mV
差動DCオフセット：可変範囲：−50〜+50 mV、分解能：50 μV

出力コネクタ−−50 Ω、D-Sub 15J (背面パネル、I/Q Output、差動)、ピン配置 (10=I、11=I 、13=Q、14= Q 、その他=GND)

波形分解能

14 bitLPF

ベースバンド部のLPFカットオフとして下記8種類から自動選択。手動選択も可能。
100、300 kHz、1、3、10、30、70 MHz、through機能

波形生成時に、マーカ信号用ビットに信号を割り付けると、パルス変調信号(内部変調用)、フレームタイミング
信号など最大3本の信号を出力可能。極性の反転も可能。

ベクトル変調

パルス変調

IQ出力

任意波形生成マーカ出力

ベースバンド基準クロック
信号

ポート数

3ポート

コネクタ

TTL、BNC-J (背面パネル、AUX Input/Output Connector1/2/3)

内部クロック信号

範囲：20 kHz〜160 MHz、分解能：0.001 Hz

外部クロック入力信号

入力周波数範囲：20 kHz〜40 MHz、
分周・逓倍機能：入力周波数の1、2、4、8、16、1/2、1/4、1/8、1/16倍の信号を内部的に生成してDACのサンプリングクロックとして使用可能。
コネクタ：BNC-J (背面パネル、Baseband Reference Clock)
入力レベル：≧0.7 Vp-p/50 Ω (AC結合)

メモリ容量
波形メモリ
展開可能ファイル数

波形メモリA・波形メモリBの2つを持つ。
128 Msamples/channel × 2、最大 256 Msamples/channelのロングメモリとして利用可能。
ARB メモリ拡張オプション実装時
256 Msamples/channel × 2、最大 512 Msamples/channelのロングメモリとして利用可能。
波形メモリA/Bそれぞれの波形パターンの展開可能数は、1波形メモリに最大4,096の波形パターンを展開可能。
1波形メモリに100パッケージ、１パッケージに100パターン
1パターンあたりの最小Samples数：1000

21

波形メモリスタート/
フレームトリガ

パターン
トリガ

BER測定

メモリモードDefined Mode：
波形メモリA、Bでいずれか片方で使用する単一の波形パターンの選択、または複数の波形パターンを結合するコンビネーションファイルにより波形パターンの選択、合成レベル比などを一括設定可能なモード。
波形メモリAに複数の波形パターンが選択されたコンビネーションファイルが選択された場合は、以下のシーケンス動作機能を持ちます。
・パターンの切替方法(マニュアル、オート)の選択
・パターン切替位置(フレームの終端、パターンの終端)の選択
・パターンの切替方法がマニュアル時は外部トリガ信号によりパターンの切替可能
・シーケンスのリスタート機能
・最大エレメント数：200
・パターンごとの最低ポイント数：1000
レベル比設定範囲 2信号のレベル比 ＜80 dB、またはOFF
レベル設定分解能 0.01 dB
周波数オフセット可変幅 ±(0.8 × Sampling Clock × 2 n − Bandwidth)/2(n：Sampling Clock × 2 n が80 MHz以下となる最大の整数、ただしSampling Clockが20 MHzを越える
場合は0)周波数設定分解能 1 Hz
このモードでは、2つの波形メモリを連結して最大256 Msamples (ARBメモリ拡張オプション実装時は512Msamples)のロングメモリとして使用することが可能。
Edit Mode：
波形メモリA・波形メモリBからそれぞれ1波形ずつを選択し、加算出力する。2信号のレベル、波形
メモリBの開始オフセットと周波数オフセットを設定できます。
レベル比設定範囲 2信号のレベル比＜80 dB、またはOFF
レベル設定分解能 0.01 dB
周波数オフセット可変幅 ±(0.8 × Sampling Clock × 2 n − Bandwidth)/2(n：Sampling Clock × 2 n が80 MHz以下となる最大の整数、ただしSampling Clockが20 MHzを越える場合は0)周波数設定分解能 1 Hz

機能

連続出力、バースト出力の切り替えが可能。

入力コネクタ

機能切り替え：コネクタはスタート/フレームトリガで共用し、切り替えて使用する。
コネクタ：BNC-J (正面パネル、Start/Frame Trigger)
論理：立上り/立下りの極性選択可能、 入力レベル：TTL

スタートトリガ

波形の出力を開始するために使用する。

フレームトリガバースト出力時に、バーストのタイミングをとるために使用する。フレームトリガのタイミングでバースト長分のデータを出力し、次のフレームトリガを待つ。

機能

シーケンスモード用波形パターンを使用時に、外部トリガによりパターンの切替が可能

入力コネクタ

コネクタ：正面パネル、Pattern Trigger、BNC-Jコネクタ
入力レベル：TTL
論理：立ち上がり/立ち下がりの極性を選択可能

機能

復調後の1,0に変換されたデータ列に対し、BERの測定が可能。

入力コネクタ

TTL、BNC-J (背面パネル、BER Input)

入力信号

Data、Clock、Enable (3信号とも極性反転可能)

入力レベル

TTL

入力スレッショルドレベル

TTLのスレッショルドレベル(0.8〜2.4 V)に準じます。

入力ビットレート

1 kbps〜20 Mbps

測定可能パターンPN 9、11、15、20、23、ALL0、ALL1、ALT (01の繰り返し)（標準内蔵機能） 測定可能 BER

0〜1% (参考値。通信システムやデータレートにより異なります。)

測定可能時間≦359999.0 sec

測定可能ビット数

1000〜4294967295 (232 − 1)ビット

Auto Resync

On、Off (Onの時、64ビット中6ビットのエラー検出で、SyncLossとなり測定を停止します。
Offの時、SyncLossの検出を行いません。)

モード

Single、Endless、Continuous

結果表示

BitError、SyncLoss、ClockError、Enable Error、Error Rate、Error Count22

BER測定(オプション機能：
MG3700A-031、MG3700A-131)

機能

復調後の1,0に変換されたデータ列に対し、BERの測定が可能。

入力コネクタ

BNC-J (背面パネル、BER Input)

入力信号

Data、Clock、Enable (3信号とも極性反転可能)

入力レベル

0〜5 V

入力スレッショルドレベル

0.20〜3.00 V (0.05 Vステップ)

入力インピーダンス

50 Ω、ハイインピーダンス

入力タイミング調整可能範囲−1〜15 clock (入力Clockに対してData/Enableを調整)

入力ビットレート

100 bps〜120 Mbps

測定可能パターンPN 9、11、15、20、23、ALL0、ALL1、ALT (01の繰り返し)
PN 9fix、11fix、15fix、20fix、23fix、UserDefine

測定可能BER

0〜10% (参考値。通信システムやデータレートにより異なります)

測定可能ビット数

1000〜4294967295 (232 − 1)ビット

測定可能エラービット数

1〜2147483647 (231 − 1)ビット

Auto Resync

On、Off (Onの時、下記Thresholdのエラー検出条件でSyncLossとなり測定を停止します。Off の時、
SyncLossの検出をおこないません。)
Threshold設定範囲：[分子/分母] 分母 = 500、5000、50000から選択、分子 = 1〜分母/2、(Default：200/500)

モード

Single、Continuous、Endless

結果表示

BitError、SyncLoss、ClockError、Enable Error、SyncLoss Count、Overflow Data Count、Overflow SyncLoss、Error Rate、Error Count
制御対象：電源スイッチ、Localキー、Panel Lockキーなどの一部の操作を除く機能。

GPIB

外部
インタフェース

100BASE-TX Ether

メモリカード

表示器

電源

温度範囲
寸法・質量

インタフェース：
SH1、AH1、T6、L4、TE0、SR1、RL1、PP0、DC1、DT1、C0、E2
コネクタ：GPIB (背面パネル、GPIB)
機能：リモート制御。波形パターンの転送。
コネクタ：モジュラージャック [Cat.5] 8ピン (前面および背面パネル、Ethernet)
フロントパネルのEthernetコネクタを使用する場合、背面パネルの2箇所のEthernetコネクタを付属のLAN
ストレートケーブルでショートします。
機能：コンパクトフラッシュカードにて波形パターン、メモリパラメータ、ソフトウェア、CHテーブルなどのデータ保存/呼出が可能。
コネクタ：スロット (正面パネル、CF Card)

画面サイズ

8.4型、ドット数：640 × 480、カラーTFT LCD

On/Off設定

パネルの表示をOnまたはOffに設定

画面コピー

表示中の画面をBMPファイルでHDDまたはCF Cardに保存可能。
画像色：カラーまたはグレースケール

電圧

AC 100〜120 V、 200〜240 V (−15/+10% ただし最大250 V)

周波数47.5〜63 Hz

消費電力≦200 VA

動作温度+5〜+45℃

保管温度−20〜+60℃

寸法426 (W) × 177 (H) × 451 (D) mm (突起物は含まない)

質量≦15 kg (オプションは含まない)

EMC

EN61326
EN61000-3-2

LVD

EN61010-1

23

構成
MG3700A ベクトル信号発生器には、標準構成として下表の「標準」に示す機能が組み込まれておりますので、煩雑なオプション機器の選択を軽減できます。さらにハードウェア拡張・ソフトウェア追加には、下表「オプション」の機能をご用意しています。
分類
周波数範囲

基準発振器

概要
250 kHz〜3 GHz
250 kHz〜6 GHz
標準

メモリ

ベースバンド発生

補足説明

◯

◯

上限周波数 6 GHzオプション
周波数：10 MHz、エージングレート：±1×10 − 8/日、±1×10 − 7/年
ルビジウム基準発振器オプション
周波数：10 MHz、エージング：±1 × 10 − 10/月◯

メカニカルアッテネータオプション
電子式アッテネータをメカニカルアッテネータに変更。

◯

メカニカル アッテネータ
1 GB =
256 Msamples/channel
2 GB =
512 Msamples/channel
内蔵ベースバンド発生器
外部IQ入力コネクタ

オプション

◯

ルビジウム基準発振器
電子アッテネータ

アッテネータ標準◯◯

128 Msamples/channel×2、最大256 Msamples/channelとして使用可◯◯◯

BER測定器◯ハードディスク

波形パターン
ソフトウェア＊

40 GB◯

W-CDMA
GSM/EDGE
CDMA2000 1X/1xEV-DO
W-LAN (IEEE802.11a/b/g)
PDC
PHS
BluetoothGPS
放送用(ISDB-T1セグメント/
BS/CS/CATV)

◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

AWGN
TD-SCDMA◯◯

IQproducer
システム用
ライセンス＊

保証

◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

形名：MX370001A
形名：MX370002A
RCR STD-39「狭帯域デジタル通信方式 (TDMA)」
ARIB STD-T61「狭帯域デジタル通信方式(SCPC/FDMA)」
ARIB STD-T79「市町村デジタル移動通信システム」
ARIB STD-T86「市町村デジタル同報通信システム」
各種通信方式に対応した波形パターンのパラメータ編集および生成を簡単に行うためのグラフィカルユーザインタフェースを備えたシステム。パラメータの編集結果は設定ファイルとして保存/呼出が可能。生成した波形パターンを用いてMG3700Aから信号出力する
ためには「IQproducer システム用ライセンス」（別売）が必要。
IQproducerのパラメータ設定機能（System）で編集した設定ファイル
および一般のEDAツールで生成されたASCII形式のIQサンプルデー
タファイルをMG3700A用波形パターンファイルに変換。
波形パターン、画像ファイル、更新プログラムなどをPCからMG3700A に
Ethernet経由で転送する機能。
生成した波形パターンに対して、PC上でCCDFとFFTのグラフを表示する機能。（一部、対応できないものがあります。）
形名：MX370101A
形名：MX370102A
形名：MX370103A
形名：MX370104A
形名：MX370105A
形名：MX370106A
形名：MX370107A
形名：MX370108A◯◯◯

標準1年に1年追加
標準1年に2年追加
標準1年に4年追加◯

パラメータ設定機能◯

データ変換機能◯

データ転送機能◯シミュレータ機能◯

HSDPA/HSUPA
TDMA
CDMA2000 1xEV-DO
Multi-carrier
Mobile WiMAX
DVB-T/H
Fading
LTE
1年
2年
3年
5年

標準でハードディスクに格納されている波形パターンで、
ラ＿
イ＿
セ＿
ン＿
ス＿
が＿
必＿
要＿
な＿
く自由にご使用いただけます。
＿◯

公共無線システム(RCR STD-39、ARIB STD-T61/T79/T86)

IQproducer（PCアプリケーション
ソフトウェア）＊ARBメモリ拡張 512 Mサンプルオプション
256 Msamples/channel×2、最大512 Msamples/channelとして使用可
ベクトル変調帯域幅 (内蔵ベースバンド発生器使用時)：120 MHz
ベクトル変調帯域幅 (外部IQ入力時)：150 MHz
入力bit rate：1 kbps〜20 Mbps
測定可能Pattern：PN 9/11/15/20/23、ALL0、ALL1、01の繰り返し
高速BER測定機能オプション
入力bit rate： 100 bps〜120 Mbps
測定可能Pattern：PN9/11/15/20/23、ALL0、ALL1、01の繰り返し、
PN9fix/11fix/15fix/20fix/23fix、UserDefine
多数の波形パターン、MG3700Aの設定条件を保存するためのハードディスクです。

◯＊：波形パターンおよびIQproducerについては、個別カタログをご覧ください。

24

オーダリング・インフォメーション
ご契約にあたっては、形名・記号、品名、数量をご指定ください。
品名は、現品の表記と異なる場合がありますので、ご了承ください。

形名・記号MG3700A

品

名

備

考

−本 体−
ベクトル信号発生器

J1254
Z0742

−標準添付品−
電源コード、2.6 m：
変換アダプタ：LAN ストレートケーブル：
コンパクトフラッシュ：
コンパクトフラッシュアダプタ：
MG3700A CD-ROM：

MG3700A-001
MG3700A-002
MG3700A-011
MG3700A-021−オプション−
ルビジウム基準発振器
メカニカルアッテネータ
上限周波数 6 GHz
ARB メモリ拡張 512 Mサンプル

MG3700A-031

高速BER 測定機能

本体発注時に選択、エージングレート：±1 × 10 −10/月
本体発注時に選択、標準の電子式アッテネータをメカニカルアッテネータに置換え
本体発注時に選択、標準の周波数範囲250 kHz〜3 GHzを250 kHz〜6 GHzに拡張
本体発注時に選択、標準のARBメモリサイズ128 Msamples/channel × 2を
256 Msamples/channel × 2に拡張
本体発注時に選択、標準内蔵のBER測定機能をアップグレード

MG3700A-101
MG3700A-102
MG3700A-103
MG3700A-111
MG3700A-121
MG3700A-131

ルビジウム基準発振器後付
メカニカルアッテネータ後付
電子式アッテネータ後付
上限周波数 6 GHz後付
ARB メモリ拡張 512 Mサンプル後付
高速BER 測定機能後付

既出荷本体への後付け（本体引取り実装）
既出荷本体への後付け（本体引取り実装）
既出荷本体への後付け（本体引取り実装）
既出荷本体への後付け（本体引取り実装）
既出荷本体への後付け（本体引取り実装）
既出荷本体への後付け（本体引取り実装）

MG3700A-ES210
MG3700A-ES310
MG3700A-ES510−保証サービス−
保証延長サービス
保証延長サービス
保証延長サービス

2年保証サービス
3年保証サービス
5年保証サービス

MX370001A
MX370002A−ソフトウェア−（波形パターン）
TD-SCDMA 波形パターン
公共無線システム 波形パターン

RCR STD-39、ARIB STD-T61/T79/T86

MX370101A
MX370102A
MX370103A
MX370104A
MX370105A
MX370106A
MX370107A
MX370108A−ソフトウェア−（IQproducer システム用ライセンス）
HSDPA/HSUPA IQproducer
TDMA IQproducer
CDMA2000 1xEV-DO IQproducer
Multi-carrier IQproducer
Mobile WiMAX IQproducer
DVB-T/H IQproducer
Fading IQproducer
LTE IQproducer

J0017F
J0266
J1276

Z0777
W2495AW
W2496AW
W2539AW
W2533AW
W2536AW
W2503AW
W2504AW
W2505AW
W2633AW
W2734AWW2798AW
W2995AW
W3022AW
G0141
K240B
MA1612A
MP752A
MA2512A

1本
1個
1本
1個
1個
1枚

−応用部品−
標準波形パターンアップグレードキット
MG3700A 取扱説明書
MG3700A IQproducer 取扱説明書
MG3700A 標準波形パターン 取扱説明書
MX370001A TD-SCDMA 波形パターン
取扱説明書
MX370002A 公共無線システム波形パターン
取扱説明書
MX370101A HSDPA/HSUPA IQproducer
取扱説明書
MX370102A TDMA IQproducer 取扱説明書
MX370103A CDMA2000 1xEV-DO
IQproducer 取扱説明書
MX370104A Multi-carrier IQproducer
取扱説明書
MX370105A Mobile WiMAX IQproducer
取扱説明書
MX370106A DVB-T/H IQproducer 取扱説明書
MX370107A Fading IQproducer 取扱説明書
MX370108A LTE IQproducer 取扱説明書
HDD ASSY
パワーデバイダ（Kコネクタ）
三信号特性測定用パッド
無反射終端器
バンドパスフィルタ

3極→2極変換
10 cm、背面Uリンク接続用
64 MB以上
コンパクトフラッシュ→PCMCIAアダプタ
本体取扱説明書、IQproducer取扱説明書、標準波形パターン 取扱説明書、IQproducerソフトウェア

DVD4枚組
冊子
冊子
冊子
冊子
冊子
冊子
冊子
冊子
冊子
冊子
冊子
冊子
冊子
冊子
内蔵HDD破損時交換用
DC〜26.5 GHz、K-J、50 Ω、1 Wmax
5 MHz〜3 GHz、N-J
DC〜12.4 GHz、50 Ω、N-P
W-CDMA対応、通過帯域：1.92 GHz〜2.17 GHz

25

形名・記号
J0576B
J0576D
J0127A
J0127B
J0127C
J0322A
J0322B
J0322C
J0322D
J0004
J1261B
J1261D
J0008
J1277
B0329C
B0331C
B0332
B0333C
B0334C
P0021
P0022
P0023

品

名

同軸コード、1.0 m
同軸コード、2 m
同軸コード、1 m
同軸コード、2.0 m
同軸コード、0.5 m
同軸ケーブル、0.5 m
同軸ケーブル、1.0 m
同軸ケーブル、1.5 m
同軸ケーブル、2.0 m
同軸アダプタ
シールド付きイーサネットケーブル
シールド付きイーサネットケーブル
GPIB 接続ケーブル、2.0 m
IQ 出力変換アダプタ
フロントカバー 1MW 4U
正面把手
連結板
ラックマウントキット
キャリングケース（ハードタイプ）
コンパクトフラッシュ 128 MB
コンパクトフラッシュ 256 MB
コンパクトフラッシュ 512 MB

備

考N-P・5D-2W・N-P
N-P・5D-2W・N-P
BNC-P・RG-58A/U・BNC-P
BNC-P・RG-58A/U・BNC-P
BNC-P・RG-58A/U・BNC-P
SMA-P・SMA-P、DC〜18 GHz、50 Ω
SMA-P・SMA-P、DC〜18 GHz、50 Ω
SMA-P・SMA-P、DC〜18 GHz、50 Ω
SMA-P・SMA-P、DC〜18 GHz、50 Ω
N-P・SMA-J変換アダプタ、DC〜12.4 GHz
ストレート、3 m
クロス、3 m
D-SUB/BNC2個/組4個/組保護カバー、キャスタ付

代表値（typ）：
保証される性能ではありません。本製品の大多数が満足する値を示します。
公称値：
保証される性能ではありません。製品を利用する際の参考として記載してあります。
一例：
保証される性能ではありません。無作為に選定された測定器の実例データを示します。

商標：
・IQproducer™は、アンリツ株式会社の登録商標です。
・MATLAB® は、The MathWorks, Inc.の登録商標です。
・CDMA2000® は、Telecommunications Industry Association（TIA-USA）の登録商標です。
・Bluetooth® ワードマークとロゴはBluetooth SIG、Incの所有であり、アンリツはライセンスに基づきこのマークを使用しています。
・Pentium® は、米国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
・Windows® は、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
・CompactFlash® は、SanDisk社の登録商標であり、CFA（Compact Flash Association）にライセンスされています。
・その他記載されている会社名、製品名およびサービス名などは、各社の商標または登録商標です。

26

Note:

27

お見積り、ご注文、修理などのお問い合わせは下記まで。記載事項はおことわりなしに変更することがあります。

アンリツ株式会社
本社

http://www.anritsu.co.jp

TEL046-223-1111 〒243-8555 神奈川県厚木市恩名 5-1-1

第1営業本部
第 1営業部
第2営業部

046-296-1202
046-296-1202

243-0016 神奈川県厚木市田村町 8-5
243-0016 神奈川県厚木市田村町 8-5

第 2営業本部
第 1営業部
第2営業部
第3営業部

046-296-1203
03-5320-3560
03-5320-3567

243-0016 神奈川県厚木市田村町 8-5
160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル
160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル

第3営業本部
第1営業部
第 2営業部

046-296-1205
03-5320-3551

243-0016 神奈川県厚木市田村町 8-5
160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル

北海道支店

011-231-6228

060-0042 札幌市中央区大通西 5-8 昭和ビル

東北支店

022-266-6131

980-0811 仙台市青葉区一番町2-3-20 第3日本オフィスビル

関東支社
東関東支店
千葉営業所

048-600-5651
029-825-2800
043-351-8151

新潟支店

025-243-4777

330-0081 さいたま市中央区新都心 4-1 FSKビル
300-0034 土浦市港町 1-7-23 ホープビル 1号館
261-0023 千葉市美浜区中瀬 1-7-1
住友ケミカルエンジニアリングセンタービル
950-0916 新潟市中央区米山 3-1-63 マルヤマビル

東京支店 (官公庁担当) 03-5320-3559

160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル

中部支社

052-582-7281

450-0002 名古屋市中村区名駅3-22-4 みどり名古屋ビル

関西支社
東大阪支店

06-6391-0111
06-6787-6677

532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-14 住友生命新大阪北ビル
577-0066 東大阪市高井田本通 7-7-19 昌利ビル

中国支店

082-263-8501

732-0052 広島市東区光町 1-10-19 日本生命光町ビル

四国支店

087-861-3162

760-0055 高松市観光通 2-2-15 第 2ダイヤビル

九州支店

092-471-7655

812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-3-11 博多南ビル

古紙配合率70%再生紙を使用しています。

計測器の使用方法､その他についてのお問い合わせは下記まで。

計測サポートセンター
TEL: 0120-827-221、FAX: 0120-542-425
受付時間／ 9： 00 〜 17 ：00、月〜金曜日(当社休業日を除く)
E-mail: MDVPOST@cc.anritsu.co.jp● ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

0704■ 本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。
■ このカタログの記載内容は 2007 年 11 月 5日現在のものです。

No. MG3700A-J-A-1-(9.00)

W/CDT