マルチプロトコルアナライザー

MULTI PROTOCOL ANALYZER

LE-8500X-SE
LE-8500XR-SE
100BASE-T1

10BASE-T1L

10BASE-T1S

SPoE/PoDL

標準対応

シングルペアイーサネットの計測・テスト
SPoE/PoDL計測とPSE診断に対応

234(W) × 186(D) × 44(H)mm,約990g

100BASE-T1、10BASE-T1L、10BASE-T1Sの計測に対応

SPoE/PoDL計測機能とPSE診断（疑似PD）機能

シングルペアイーサネット(SPE)の各通信規格は、インターフェース設定により任意のSPoE/PoDLの計測ではClass0〜15の電力を測定することが可能。また、計測設定が可能。100BASE-T1では、任意のMaster/Slaveの設定が行えます。

SCCP通信を行う機器ではその通信内容を計測することができ、計測周期は最も10BASE-T1Lでは、オートネゴシエーション

短い周期が10µSなので、SCCP通信をグラフで確認することも可能です。

で計測対象の設定に自動で合わせることがPSE診断機能ではボード内部の疑似PDを使用し、PSE機器の動作診断が行えでき、Master/Slave設定、Force設定、ます。この機能ではクラス判定に加え、PDのSCCPの応答を任意に作成し、Vpp設定を任意に行って計測することも可能応答を行えます。

です。10BASE-T1Sではマルチドロップ接続での計測が可能で、計測対象のPLCA動作を阻害することなくキャプチャ可能です。
〔 計測画面 〕〔 PoDL計測設定 〕

100BASE-T1
計測ポート

10BASE-T1L/T1S
計測ポート

外部入出力端子GPSアンテナ用
コネクタ

PPS信号用コネクタ

10BASE-T1SのマルチドロップのPLCA診断機能
PLCA診断機能では、マルチドロップで動作中のデータラインに接続することにより、どの M A C アドレスがPLCAのLocal IDを使用しているかを診断できます。

ネットワーク負荷テスト用のテストパケットを出力可能
GNSS/GPS時刻同期機能を利用することで、秒単位で時間補正された正確なタイムスタンプをモニターデータに付加可能。2台のアナライザーで稀に通信障害が発生する2地点を同時に長期間計測した場合でも、2台の計測ログのタイムスタンプを基にデータを比較検証するような使い方ができます。
※オープニング画面の型番表示はLE-8500Xシリーズで共通です。

〔 PSE診断設定 〕〔 PLCA診断画面 〕

LE-8500X-SE / LE-8500XR-SE
USB3.0経由で大容量外部ストレージに通信ログを自動記録GNSS（PPS）信号による時刻同期が可能なタイムスタンプ

計測データをキャプチャメモリーに記録しながら、USBメモリーやSSD等の外部ストレージにも長時間連続して自動保存できます。通信ログ
ファイルは指定サイズ［ 外部ストレージ接続 ］の複数のファイルに分割し て 保 存 で き る ので、ファイルのタイムスタンプから障害発生前後の通信ログを絞り込むことができます。

GNSS/GPS時刻同期機能を利用することで、秒単位で時間補正された正確なタイムスタンプをモニターデータに付加可能。
2台のアナライザーで稀に通信障害が発生する2地点を同時に長期間計測した場
合でも、2台の計測ログのタイムスタンプを基にデータを比較検証するような使い方ができます。

[ RS-232C/530/422/485/TTL通信用拡張セットSB-R2TS1 ]計測ボードを交換可能
計測ボードを、それぞれ異なる通信規格に対応した別売の拡張セットと交換することで、Gbit LANとPoEの 同 時 計 測 や 、シリ ア ル 通 信 、 [ CAN/高速アナログ計測用拡張セット SB-C2AN ]CAN、高速アナログ計測に対応する通信アナライザーとして利用できます。

仕様
LE-8500X-SE

型番
計測インターフェース

LE-8500XR-SE

2 極端子台 ×4 (100BASE-T1 用 ×2、10BASE-T1L/T1S 用 ×2) 10BASE-T1S は半二重のみ対応 ※1

キャプチャメモリー

容量：1G バイト
（96バイト 〜 10,560バイト/1 フレーム, 64バイト/1PoDLデータ使用）

オンラインモニター機能

ポートA-B 間を流れるLANフレームを2 チャンネル同時記録、リアルタイム表示

適合フレームサイズ

60バイト 〜 9Kバイト

タイムスタンプ

受信フレーム毎に受信時刻をタイムスタンプデータとして付加 分解能：8n秒/1u秒/10u秒を選択可

データ表示・操作

スクロール表示, 2分割比較表示, 指定画面へのジャンプ操作, マークジャンプ操作

詳細翻訳対象プロトコル：IPv4, ARP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, IPv6, ICMPv6

ファイル変換

計測データをpcapng形式ファイルへ変換可能。計測データをcsv形式またはtxt形式ファイルとして出力可能

フィルタ機能指定した１つまたは２つの条件に一致する特定フレームのみをモニター可能

トリガー機能条件：指定フレーム受信時または外部TTL信号の変化時

検索機能測定したデータから指定条件に一致する特定フレームのみを検索して頭出し, 計数可能

動作：モニターを自動停止, 条件一致回数の計数, 外部TTL信号の出力

統計解析機能指定間隔(2 〜 240 秒, 1 〜 240 分) で2つのフレームカウンタ値の統計をとりグラフ表示, 全フレームカウンタ値, データレートをリアルタイム表示可能

PoDL 計測機能

PoDL class0 〜 15, Ethernet-APL classA, C, 3 対応 LAN フレームとの同時計測が可能記録周期 : 10uS 〜 1 秒 最大記録数 : 1677 万回 電圧測定範囲 : 0 〜 66V ( 確度：± 0.2% F.S.)

PG 機能

ポートA(B) から各ポートの16個の送信データテーブル（合計32kデータ）に設定した任意のパケットをワイヤレートで出力

Ping 機能

ポートA からPINGコマンドを発行して応答回数, 応答時間
（ 現在値, 最大値, 最小値, 平均値）を表示

PLCA 診断機能

計測対象のPLCAのIDとMAC アドレスを紐づけ

電流測定範囲 : 0 〜 ±1.6A( 確度 : ± 0.5% F.S.)

PSE 診断機能

内部PD によりPSE機器の分類機能などの診断

オートセーブ機能

モニター中のキャプチャーメモリーの内容をUSB メモリー/SDHC 等の外部ストレージに通信ログファイルとして自動保存可能 ※2

付加機能

GNSS のPPS 信号または外部PPS 信号による時刻同期機能, オートバックアップ機能, 時刻指定自動RUN/STOP機能, パワーオン自動RUN機能

プリントアウト機能

測定データをプリンターにテキスト形式、スクリーンショットのハードコピー出力が可能

液晶ディスプレイ

7インチ TFT カラー液晶

ラインステータスLED

11個 スピード, リンク状態, オートネゴシエーション状態, PLCA有効LAN ポート

RJ45 コネクタ

USB デバイスポート

Type-C コネクタ SuperSpeed転送対応

USB ホストポート

標準A コネクタ SuperSpeed転送対応

外部ストレージ（USB メモリー/SSD）
用、専用プリンター接続用

SD カードスロット

標準サイズ SD/SDHC メモリーカード用

SDアソシエーション規格に準拠

外部入出力端子

4ピンコネクタ TTLレベルのトリガー入出力信号用

GPS/PPS コネクタ

SMA(メス) コネクタ

静電容量方式タッチパネル付き

1000BASE-T Ethernet : IEEE 802.3

Wi-Fi接続

PC接続用

PC接続用

IEEE802.11b/g/n 周波数レンジ : 2412MHz 〜 2484 MHz
送信パワー 802.11b : +18.5dBm 802.11g : +18.0dBm 802.11n : +17.0dBm−電源

付属AC アダプタ, リチウムイオン 2次電池 ( 型番：P-26LW2)

温度範囲

動作：0 〜 40℃ 保存：-20 〜 50℃

湿度範囲

20 〜 85%RH (結露なきこと)

適合規格

CE ( クラス A)

電池駆動時間：2時間 ※3

外形寸法, 本体質量

234(W)×186(D)×44(H)mm, 約990g

付属品

LAN ケーブル1本, USB ケーブル(標準A - Type-C), 外部信号入出力ケーブル(LE-4TG),ACアダプタ(6A-181WP09), キャリングバッグ(LEB-01), ユーティリティCD, クイックスタートガイド, 保証書※1：本機の電源オフ時、ポートA-B 間が本機内でスルー接続されます。

［ オプション ］※2：高トラフィック回線の場合や外部ストレージの性能によっては、全てのフレームが外部ストレージに記録されない場合があります。
※3：通常の使用状況を想定した当社測定条件による。

安全上のご注意

本製品をご使用の際は、添付の取扱説明書をよくお読みいただき、取扱説明書にそってお使いください。取扱説明書で保証していない使い方、仕様範囲以外の装置との接続、改造等につきましては故障・事故の原因となります。万一、保証外の使用方法で故障・事故などが発生した場合は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

型番

商品名

SB-GE2Gbit LAN通信用拡張セット

SB-R2TS1

RS-232C/530/422/485/TTL通信用拡張セット

SB-C2ANCAN/高速アナログ計測用拡張セット

EB-SL-AA170

GPSアクティブアンテナ

LE-SMA-MM-2

PPS同期用 同軸ケーブル

SM4-31W

小型モバイルプリンター

P-26LW2

リチウムイオン電池パック

LE-M3TB

MATEnet コネクタ端子台●本カタログに記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●本カタログに記載の製品仕様、デザイン等は2024年4月現在のものです。改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
●製品の色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。
●このカタログからの無断転載はかたくお断りいたします。
©2024 by LINE EYE CO., LTD.

株式会社マックシステムズ●本社〒460-0003

本社・営業部 〒601−8468 京都市南区唐橋西平垣町39−1 丸福ビル4Ｆ
TEL.075−693−0161 FAX.075−693−0163

名古屋市中区錦1-7-2● URL●刈 谷 営 業 所

TEL：(052) 223-2811

https://www.l i n e e ye . c o . j p● E-ma il ： inf o@ lineey e . c o . j p

楠本第15ビル6F
FAX：(052) 223-2810〒448-0003

刈谷市一ツ木町3-1-14
TEL：(0566) 63-6801※株式会社ラインアイは、元積水化学工業株式会社の電子機器開発メンバーがセキスイベンチャー基金からの出資を受けて設立した開発型企業です。

FAX：(0566) 63-6800

URL；https://www.macsystems.co.jp

Printed in Japan

L-24404Ｊ/LE G