油圧引張試験機
TI-150型
あと施工アンカー引張試験機

取扱説明書

写真
高さ 10ｃｍ

適合サイズ
M45～M80
D41～D51

株式会社 トラスト〒567-0029 大阪府茨木市五日市緑町5番32号(TEL) 072-621-4164(FAX) 072-621-4166

目

次

1，

各部名称

・・・・・

P-1

2，組立手順

・・・・・

P-2～4

3，操作手順・・・・・

P-5～104，注意事項

・・・・・

P-11

1， 各 部 名 称

71
2

写真
高さ 10ｃｍ

54

63① センターホールシリンダー② 小型電動油圧ポンプ③ 油圧ホース 2本④ 反力台（ラムチェア）⑤ ディジタルプリンター付表示機⑥ 操作スイッチ⑦ 電源コード単相100V 12A 50/60Hz

P-1

2， 組 立 手 順① あと施工アンカーが内ネジの場合、適合サイズのボルトをねじ込みます。

写真
高さ 6ｃｍ※ねじ込みは確実に行ってください。ねじ込みが不十であるとボルト等のねじ山が損傷し、ボルトや機械が飛び出して事故や怪我を招く恐れがあります。

② おねじの場合はボルトのネジに適合するカプラを取り付けセンターシャフトをねじ込みます。

写真確実に入れ込む
高さ 6ｃｍ※異形鉄筋の場合は③から③ 反力台（ラムチェア）の中心がボルトの中心に来るよう設置します。

写真
高さ 6ｃｍ④ センターシャフトにセンターホールシリンダーを通します。

写真
高さ 6ｃｍ※壁面及び天井向きの場合、落下による怪我や機械の破損が考えられます。
必ず落下防止措置を講じて下さい。

P-2

⑤ ボルトサイズに適合するTI-150用座金、センターシャフト用のワッシャーをセットします。

写真
高さ 6ｃｍ⑥ ワッシャー、ナットをセットして、軽く締め付けます。

写真
高さ 6ｃｍ⑦ 油圧ホースのキャップをはずし、センターホールシリンダーと油圧ポンプのカプラにカチっと音がするまで

写真
高さ 6ｃｍ

押してはめ込みます。
※カプラをしっかりはめ込んで下さい。
隙間があると油もれや故障の原因になります。

⑧ ホースをそれぞれ繋ぎます。
⑦で、センターホール下側に繋いだホースは写真の方向の手前に

写真
高さ 6ｃｍ繋いでください。
※青色の目印を合わして繋いで下さい。

P-3

⑨ ディジタルプリンター付表示機と圧力変換器に接続ケーブルを締め付けます。

写真
高さ 6ｃｍ

⑩ 組立完了写真
高さ 6ｃｍP-4

3， 操 作 手 順① 電動油圧ポンプを電源に繋ぎます。
単相100V 12A 50/60Hz
定格出力 450W

写真
高さ 6ｃｍ② 電源スイッチを「POWER ON」の位置に合わせます。
※バックライト使用時は「LGT」

写真
高さ 6ｃｍの位置に合わせます。

③ 電源を入れてから 15秒程度は認識中の為操作をしないでください。

写真
高さ 6ｃｍ④ 設定値ボタンを押して、荷重値の設定を行います。

写真
高さ 6ｃｍ※ボタンは少し長めに押します。

P-5

⑤ 点滅数字を→↑で選択し、荷重設定値を加数で設定します。

写真
高さ 6ｃｍ※シフトボタンを押しながらの操作で減数します。

⑥ 荷重設定入力後、セットボタンを押し、設定を完了します。

写真
高さ 6ｃｍ⑦ 空気弁を1回転程開きます。

写真
高さ 6ｃｍ⑧ 方向制御弁のハンドルを中央位置にします。

写真
高さ 6ｃｍP-6

⑨ 圧力スイッチを調整します。

荷重値換算表を参考にし、設定荷重値

写真
高さ 6ｃｍの20％ずつ加圧していきます。
※圧力スイッチは目安です。

基準線⑩ ゼロボタンを押し、ゼロ設定をします。

表示部に- - - -が表示した後、写真
高さ 6ｃｍ

通常表示に戻り、ゼロボタンのランプが点灯します。

⑪ 表示の最大値を保持する時は、ピークホールドボタンを押します。

写真
高さ 6ｃｍ

ピークホールドボタンのランプが点灯します。

⑫ 操作スイッチを『ON』にするとモーターが起動し、作動油が吐出される状態になります。

写真
高さ 6ｃｍP-7

⑬ 方向制御弁のハンドルをAポート側に切換えると、昇圧し作業を行います。
圧力スイッチの設定圧力まで昇圧すると、写真
高さ 6ｃｍ

モーターは停止し、圧力は保持されます。
※圧力が20～27MPa降下するとモーターは再起動します。
注意：ボルトの先端に顔・体を向けない⑭ 方向制御弁のハンドルを中央位置にしてから圧力スイッチを20％ずつ調整しハンドルをAポート側に切換えて昇圧

写真
高さ 6ｃｍしていき設定荷重まで繰り返します。
※荷重値換算表を参考⑮ 印字ボタンを押し、測定データをプリントします。

写真
高さ 6ｃｍ※「Ｐｒ」・｢ＰＥ｣が表示される場合や印字が薄い場合は、新しい電池に交換して下さい。

⑯ 作業終了時は、方向制御弁のハンドルをBポート側に切換えて降圧します。

写真
高さ 6ｃｍ

圧力が抜けシリンダピストンは戻ります。

P-8

⑰ 操作スイッチを『OFF』にします。

写真
高さ 6ｃｍ⑱ 空気弁を閉めます。

写真
高さ 6ｃｍ⑲ 方向制御弁のハンドルを中央位置に切換えます。

写真
高さ 6ｃｍ・異常が発生した場合は、操作スイッチを『OFF』にして、モーターを停止して下さい。
・油圧ホースを外して下さい。
・カプラには必ずキャップを付けて下さい。

P-9荷 重 値 換 算 表
シリンダー受圧面積ポンプ設定（Mpa）

74.26ｃ㎡

理論荷重値（kN）

ポンプ設定（Mpa）

理論荷重値（kN）

00.00

105

779.73537.13110816.86

1074.26115

853.9915111.39120891.1220

148.52

125928.2525

185.65130965.3830

222.78135

1002.5135

259.911401039.6440

297.04145

1076.7745

334.17150

1113.9050

371.301551151.0355

408.43160

1188.1660

445.56165

1225.2965

482.69170

1262.4270

519.82175

1299.5575

556.95180

1336.6880594.081851373.81

85631.21

190

1410.94

90668.34

1951448.07

95705.47

2001485.20

100742.60

P-104， 注 意 事 項
1， 説明書をよく読み理解してから、ご使用ください。
2， 指定用途以外には、使用しないで下さい。 損害、怪我を招く恐れがあります。
3， 電動油圧ポンプに、急激なショックを与えないで下さい。 故障の原因となります。
4， 油を使用しているため、火気の附近や溶接作業を行っている場所では使用しないで下さい。
5， 屋内仕様になっていますので、雨水のかかる所では使用できません。
6， 周囲温度は、0～40℃にて使用して下さい。
7， 油が目に入った場合は、清浄な水で15分間洗浄し、医師の診断を受けて下さい。
8， 油が皮膚に触れた場合は、水と石鹸で十分に洗ってください。
9， 油を飲み込んだ場合は、無理に吐かせず、直ちに医師の診断を受けてください。

『引張荷重について』
あと施工アンカー引張試験での引張荷重は、それぞれの現場、または、設計事務所によって多少異なる場合があります。
設定荷重値は設計事務所、または、現場監督に確認した後、引張試験を行って下さい。

本機は非破壊試験機です。母材の破壊やアンカーボルトの破断等のないよう、加える荷重には十分注意してください。

P-11