謹啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
弊社儀 今期で創業２５周年を迎えるにいたりました。
この間、幾多の困難を克服しつつ今日の業績まで伸展し聊かなりとも産業界に貢献出来ましたことは偏に皆様のご支援の賜と深く感謝申し上げます。
謹言
株式会社グラビトン 代表取締役

展示会のご案内

長友光広

25th

パシフィコ横浜で4月に開催されます「OP I E 17 レーザーEXPO2017」に出展する運びとなりました。

AnniversaryAnniversaryi【弊社出展概要】①FMD社（ファーストメカニカルデザイン㈱：埼玉県所沢市、代表取締役 野口康博）と「光を静止？
光を静止？」をテーマとした関連品の共同展示＆説明を行います。
②FMD社の開発製品「ミラーマウン
ミラーマウント MM1000S
MM1000S」
微調整が容易で調整完了直後のドリフトレスと長期安定性を実現したコンパクトな光学用ミラーマウント、他を展示します。優れた性能をぜひ直接体感して下さい。
③弊社製品「OE
EOコンバーター ＋上記②の組合せ＝ 干渉計を構築した展示
OE 及び EOコンバーター」
を行います。実際に見て触れて操作性、再現性、安定性をご体験してみて下さい。
④弊社開発製品「デュアルバランス差動増幅型OEコンバーター
デュアルバランス差動増幅型OEコンバーター DLP-1
DLP-1」の展示、北米や欧州でOCT向けとして高評価（海外販売名：BPD-1）を頂いております。
⑤EO-OE変換技術の他、受託開発案件の相談受託開発案件の相談も受けられるよう、会期中は説明員を常駐させます。
皆様お誘い合わせの上、是非ご来場頂きますようお願い申し上げます。 担当 相馬【 開催情報 】［ 日時 ］：２０１7年4月１9日（水）〜21（金） 10：00〜17：00［ 場所 ］：パシフィコ横浜 展示ホールＡ、
B Booth No.「 A - 32 」
問合先：担当 相馬 soma@graviton.co.jp 電話：04-2966-0816

会場レイアウト図

パシフィコ横浜

展示ホールA,B

ブースNo.
A-32

日時 ̲ / ̲ 内 容は変 更になる可能性があります。
最新情報は展示会の公 式 W e b に てご 確 認下さい。

No.Info̲170302-01

光 を 静止 ? させたいとお悩みのエンジニアへ

こんな案 はいかがでしょうか？

レーザー学会産業賞「貢献賞」

特長
ＭＭ１０００Ｓは従来のミラーマウントでは困難であった調整完了直後のドリフトレスと長期安定性を実現しました。
２０１５年にそれまでの実績と功績により、レーザー学会産業賞「貢献賞」を受賞しました。

コンパクトなデザインで、尚且つ、微調整が可能という、二つの背反する機能を有し、比類のない操作性と驚異的な長期安定性をもつミラーマウントを実現しました。

概要
ＭＭ１０００Ｓは東京大学古澤明教授・玉川大学政田元太教授と共同開発を行ない、大規模干渉計での評価テストで比類のない操作性と驚異的な長期安定性を実現しました（グラフ参照）。これは独自に開発した新機構「M-Ring」*1) によりバックラッシレスを実現したことと、従来に無かった０.１５ｍｍピッチの微細、且つ殆ど遊びの無い超精密ネジの製造方法を確立したことに依ります。その結果、

１インチミラーマウント MM１０００S

長期安定性実測データ

E/O - O/E システム
当社 E/O 製品【 WSL-16 】と O/E 製品【 WRM-2 】を組合わせ
1p sec rms 以下の超低ジッタ光伝送システムを実現しました。

972MHｚを光伝送によって、時間変動 1p sec rms 以下、位相変動が ±0.3°以下の要求仕様を満たした 装 置 で す。

概要
J-PARC 陽子リニアックでは、RF 基
準信号972MHzを光伝送によって各クライストロン駆動ステーションへと分配します。
加速電場（972MHz）の位相は ±1°以内 、振幅変動は ±1%以内が要求されるため、基準信号に求められる安定 度 は 非 常 に 厳しく 、リ ニ アック
300m間、約60ヶ所にも及ぶステーション間の位相変動は±0.3°（ 972MHzで約±0.9psec ）以下の仕様を満たす装置が必要です。そこで 、温度特性に優れ 、伝送ジッターを極限まで抑 え た 光 コンポ ー ネ ントシ ステ ム
（E/O̲Module ＆ O/E̲Module）を製作しました。

1542mm35

上：ペルチェ内蔵DFB - LD搭載
光源 WSL-16（出力16ch）

上 : O/E Receiver Module
WRM-2（3Gbps）

下 ：実例̲立上がりジッタの測定（960MHz変調時）
RMSジッタ ：860.46fs（測定系ジッタ: 746.49fs含む）

OE変換方式̲トランスインピーダン
スアンプ及び２値検出方式リミッティ
ングアンプ搭載

光伝送装置

Research Complex の略称です

http://www.graviton.co.jp

超低ジッターとは* 2）：J-PARC
Japan Proton Accelerator

大規模（32個）干渉計での評価テスト風景*1）：M-Ring
特許 第4963071号
東京大学 古澤 明 教授
玉川大学 政田 元太 教授
FMD社 の 三者共同出願「トリガー」の静止？ 時間変動 極小 光リンクシステム【Graviton社】
J-PARC*2） のリニアック高周波基準信号分配システムに採用された、超低ジッター E/O − O/E システ
ムは、RF 基準 ( トリガー ) 信号ߞ

http://www.mirror-mount.jp

超高性能ミラーマウント「光路」の静止？ バックラッシレス長期安定型ミラーマウント【FMD社】【機能変更情報】
ペルチェ搭載/非搭載、製作可能です。

̲̲

̲

̲

RLS-7 Series は１つのフレームに時に出力する事が出来ます。
光源モジュールを 7 台（最大 8 台） 光源モジュールは SLD、DFB-LD搭載し、校正用に複数の波長を同ߞの他、FP なども製作可能です。

適合光ファイバ
SM(ITU-T G.652)

中心波長/光出力
８５０±１０ｎｍ / −３ｄＢｍ以上１３００±１ｎｍ /０ｄＢｍ以上
１３１０±１ｎｍ /０ｄＢｍ以上
１４９０±１ｎｍ /０ｄＢｍ以上
１５５０±１ｎｍ /０ｄＢｍ以上
１６２５±１ｎｍ /０ｄＢｍ以上
１６５０±１ｎｍ /０ｄＢｍ以上
RLS-FU8000

RLS - MSLD
0850 I

RLS - MDFB
1300 N

RLS - MDFB
1310 N

RLS - MDFB
1490 N

光出力安定度±０．
０１ｄＢ以下＠１５分間（ 同上 ）（ 同上 ）（ 同上 ）（ 同上 ）（ 同上 ）（ 同上 ）RLS - MDFB
1550 N

RLS - MDFB
1625 N

RLS - MDFB
1650 N

変調周波数
270Hz、1kHz、2kHz適合光コネクタ
SC/Angled PC
記載内容は、予告なく変更する事がありますのでご了承ください。

〜 おかげさまで25周年 〜

http://www.graviton.co.jpモジュール部（SLD、DFB-LD）の性能/ 機能仕様
項目
形名
RLS - MSLD0850I
光出力安定度
レーザー安全クラス
形名
RLS - MDFB1300N
RLS - MDFB1310N
RLS - MDFB1490N
RLS - MDFB1550N
RLS - MDFB1625N
RLS - MDFB1650N
光出力安定度
レーザー安全クラス
共通（SLD＆DFB）

仕様
中心波長/光出力
８５０±１０ｎｍ / −３ｄＢｍ以上
SLDモジュール
±０．
０１ｄＢ以下＠１５分間
Class １M（IEC60825-1：2014）
中心波長/光出力
DFB-LDモジュール １３００±１ｎｍ /０ｄＢｍ以上
DFB-LDモジュール １３１０±１ｎｍ /０ｄＢｍ以上
DFB-LDモジュール １４９０±１ｎｍ /０ｄＢｍ以上
DFB-LDモジュール １５５０±１ｎｍ /０ｄＢｍ以上
DFB-LDモジュール １６２５±１ｎｍ /０ｄＢｍ以上
DFB-LDモジュール １６５０±１ｎｍ /０ｄＢｍ以上±０．
０１ｄＢ以下@15分間（上記LD共通）
Class 1 上記LD共通（IEC60825-1：2014）
周囲温度23 ± 1℃ ( 温度一定)
CW光、中心波長
接続ファイバ出射点(SC/Angled 、2m、SMF)
ＡＴＣ、APC動作【FMD社】
は、株式会社ファーストメカニカルデザイン の略称です。

株式会社グラビトン

株式会社ファーストメカニカルデザイン

メール：info@graviton.co.jp

メール：info@mirror-mount.jp〒358-0008〒359-0043

埼玉県入間市河原町15-5

Tel：04-2966-0816

Fax：04-2966-0817

埼玉県所沢市弥生町2876-25

Tel : 04-2992-6500

Fax : 04-2992-6501

校正用 ７波長 ７出力光源装置「波長」の静止？ 校正用光源 ( 出力 ＆ 波長 安定化 ) 【Graviton社】

SLDモジュール
DFB-LDモジュール（ 同上 ）（ 同上 ）（ 同上 ）（ 同上 ）（ 同上 ）© 高エネルギー加速器研究機構