IsoForceControl® EVO2
Dynamometer

Herkules Kunststoff Oberburg AGChipf 10CH 3414 Oberburg · Switzerland
Tel. +41 34 423 60 87 · info@herkules-kunststoff.ch

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

V 1.3

IsoForceControl® EVO2
Dynamometer 10-400 N, zum messen von Muskelkraft

Bestimmungsgemässe Verwendung
Der Dynamometer ist für die Montage und den Betrieb im Innenbereich vorgesehen und dientzum messen von Muskelkräften. Das Gerät kann Muskelkräfte über 3-20 Sekunden isometrischmessen und die Durchschnittskraft sowie die Ermüdung ermitteln. Eine andere Verwendung als
zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung dieses Produktes. Das gesamte Gerät darf nicht
geändert oder Umgebaut werden!
Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen.

Lieferumfang
Dynamometer IsoForceControl EVO2
ZuggurtKipphebelsauger
USB Kabel
4 Batterien AA, 1,5 V
Software CD und Bedienungsanleitung
Hartschalenkoffer

Sicherheitshinweise
Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die komplette Anleitung durch, sie enthält wichtige Hinweise
für die richtige Montage und die Anwendung.
Bei Sach- oder Personenschäden die durch unsachgemässe Handhabung oder Nichtbeachten
der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen
erlischt die Garantie!
Das umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht zulässig.
Achtung!
Der Kipphebelsauger darf nur auf glatten, gasdichten Oberflächen montiert werden.
Das Messgerät darf nur für isometrische Kraftmessungen verwendet werden.
Die angegebene Höchstlast von 400 N darf nicht überschritten werden.
Jegliche Art von Stössen Verwindungen (Torsion) und Pendeln (z.B. durch schräges ziehen) sollten
vermieden werden.

FalschRichtig
Falsch1Gerätebeschreibung
USB Anschluss

Rückseite

Reset-Taste
Display

Batteriefach

Menu-Taste
Ein/Aus-Taste+ - + -Eingabe-Taste
Kraftaufnehmer
Kipphebelsauger- + - +
4 Batterien Mignon(AA/LR6/HR6) 1,5 V

Arbeitsbedingungen
10°C bis 30°C – 15% bis 80% Luftfeuchtigkeit

Stromversorgung
4 Batterien Mignon (AA/LR6/HR6) 1,5 V oder über USB-Kabel(Bei Betrieb mit USB-Kabel wird die Batterieversorgung automatisch unterbrochen)

Kipphebelsauger
Geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall,beschichtetes Holz, Marmor etc.
Das Vakuum wird durch Umlegen des Kipphebels erzeugt. Der Sauger muss
mit entspannter Gummischeibe fest auf die anzusaugende Oberfläche
gedrückt werden. Beim Umlegen des Kipphebels muss deutlich derWiderstand der Unterdruckerzeugung spürbar sein.

USB-Kabel
USB Verbindung zu einem Windows PC für dieDatenübertragung und/oderStromversorgung.

2Bedienung
Bedientasten

Menu-Taste
auswählen

EIN/AUS-Taste

Eingabe-Taste
quittieren

Anzeige
Messdauer
P5ZeitDatum

12:34

07.07.11

Ladezustand der Batterie

Messung starten
Messdauer
5sMenuOK

auswählen

quittieren

Menu
P5

12:34

EinstellungenP5

07.07.11●Gespeicherte Messwerte
Einzelne Daten löschen
Alle Daten löschen
EinstellungenZurückAuswählen

Informationsanzeige

OK

12:34

07.07.11
 DE – EN – FR – IT
 Format – HH:MM – TT :MM :JJ
 3 – 20 s
 N – kg – lbf
 30 – 120 s●SpracheZeit und Datum
MessdauerMesseinheit
Timeout
ZurückAuswählen

OK3

Messung
P5

12:34

P5

07.07.11

Messung starten
Messdauer
5sEINMenu

12:34

P5

07.07.11

Kalibrierung….

12:3407.07.11

Warte auf Kraft

OKOKKraft
P5

12:34

07.07.11

Messresultat:
Fstart
Fmax
Fend
Fd

P5

12:34

OK





07.07.11

P5



t
OK

12:34



Grafik

N

Text

P5N
N
N
N

12:34

07.07.11

Messung läuft

100 %07.07.11

Daten speichern?

JaNeinReset
ResetDurch die Reset-Taste kann das Gerät neu gestartet werden, beispielsweise
zum Neustart des Gerätes nach Fehlbedienung. Die individuellen
Einstellungen und gespeicherte Messwerte bleiben erhalten.

WerkseinstellungenSprache:Messdauer:
Messeinheit:
Zeitabschaltung:4

Deutsch5s
N60 s

IsoForceControl® EVO2 Tool
Mit den IsoForceControl EVO2 Toll können die Messdaten vom Gerät auf einen Rechnerübertragen werden. Die einzelnen Messdaten können als PDF-Datei gespeichert und ausgedrucktoder als CSV-Datei exportiert werden.
Installation nur unter Windows®
Starten Sie mit Doppelklick die IsoForceControlEVO2_V12_Setup.exe auf der CD und folgen dem
Installationsprogramm.

Stellen Sie nach derInstallation die USBVerbindung zwischen
IsoForceControl EVO2und dem PC her.

Anwendung

Dateiname max. 248 ZeichenDie Änderungen werden
nach dem Neustart desProgramms übernommen5

Technische Daten
Gerät
CPU:
Messmethode:
Display:
Stromversorgung:
Stromverbrauch:
Abmessungen:
Gewicht:

Mikrocontroller STM32F 103
DMS Vollbrücke
TFT 2.4“, 320x240 Pixel, 16Bit Color
4 x 1.5 Volt Batterien Mignon (AA/LR6/HR6)
oder USB-Verbindung 4.5V-5.5V / 500mA500 mW203.2x98.0x34.8mm (LxBxH)
1 kg

Messung
Messrate:
Mittelwertbestimmung:
Messeinheit:
Bereich:Auflösung:Genauigkeit:
Startschwelle Messzyklus:
Messzyklus:
Timeout:
Sprachen:
Test Report:

33 Messungen / SekundearithmetischN / kg / lbf
10-400 N / 1-40 kg / 1-90 lbf
0.1 N / 0.1kg /0.1 lbf≤ 3% FS
10 N / 1 kg / 1 lbf
3 - 20 Sekunden
10-120 s
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch.
IEC / EN 61326-1

Service-Check
Um eine Qualitätszertifizierte Messung desIsoForceControl® EVO2 zu gewährleisten, ist ein Service

alle 2 Jahre erforderlich.

2. Ausgabe Deutsch 01/2017
Dokumentation © 2017 MDS Herkules Kunststoff Oberburg AG, CH 3414 Oberburg · Switzerland
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Handbuch auch nicht
auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oderchemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Es ist möglich, dass das vorliegende Handbuch nochdrucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist.
Die Angaben in diesem Handbuch werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabevorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.
Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt.
Printed in Switzerland.
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.
V1.3

6

EN

OPERATING INSTRUCTIONS

V 1.3

IsoForceControl EVO2
Dynamometer 10-400 N, to measure the muscle strength

Intended Use
The Dynamometer is intended for the installation and the use of indoor areas and is needed tomeasure muscle forces. The device is designed to measure isometric muscle power over anadjustable time span between 3 to 20 sec. It can determine the average value as well as thefatigue. Any other use than described above can damage the device. No part of the productmay be modified or rebuilt!
This product complies with the applicable National and European requirements.

Package Contents
Dynamometer IsoForceControl EVO2
Tension strap
Suction holder
USB cable
4 batteries AA, 1,5 V
Software CD & Operatings Instructions
Hard protective caseSafety Instructions
Read the complete operating manual carefully before using the product as it contains important
information about the correct installation and operation.
We do not assume any liability for material and personal damage caused by improper handling or
noncompliance of safety instructions. In such cases the warranty expires.
The unauthorized conversion and/or modification of the product are not allowed for safety
reasons.
Caution!
The Suction holder may only be installed on smooth and airtight surfaces.
This Dynamometer may be used only for isometric force measurements.
The maximum load of 400 N should not be exceeded.
Any kind of jolts, twisting (torsion) and oscillation (e.g. by oblique pull) should be avoided.
wrongrightwrong

1Device Description
Back

USB-Port
Batterycompartment

Reset-Button
Display+ - + -Menu-Button
On/Off-ButtonEnter-Button
Force transducer- + - +

Suction holder
4 batteries Mignon(AA/LR6/HR6) 1,5 V

Working Conditions
10°C to 30°C / 15% up to 80% humidity

Electrical Power Supply
Either by 4 batteries mignon (AA/LR6/HR6) 1,5 V or USB cable.
When operating with a USB cable, the battery supply is automatically disconnected.

Suction holder
Suitable for all materials with smooth, flat, airtight surfaces such as glass, plastic, metal, coatedwood, marble, etc.
The vacuum is produced by pressing the lever down. With the rubber pad
relaxed, the suction lifter must be firmly pressed onto the surface. Whenpressing the lever down, you should noticeably feel the resistance producedby the vacuum.

USB-Cable
USB connection to a Windows PC for data transfer
and/or power supply.

2
Operation
Operation buttons

Menu

ON/OFFEnter

Display
Measuring time
P5TimeDate

12:34

07.07.11

Battery charge

Start measurement
Duration of measurement
5s

Menu

OKEnterEnterMenu
P5

12:34

Settings
07.07.11

P5●Stored measurements
Delete single measurement
Delete all measurements
Settings
Back
SelectInformation

OK

12:34

07.07.11●Language
Time and Date
Duration of measurement
Measurement unit
Timeout
Back
SelectOK DE – EN – FR – IT
 Format – HH:MM – TT :MM :JJ
 3 – 20 s
 N – kg – lbf
 30 – 120 s

3Measurement

P5

12:34

P507.07.11

Menu

P507.07.11
Calibrate...

Start measurement
Duration of measurement
5s

ON

12:34

12:34

07.07.11

Waiting for force



OKOKForce
P5

12:34

07.07.11

P5

Measurement result:
Fstart
NFmax
NFend
NFd
N

P5

12:34

ChartOK

07.07.11

P5N



tText



OK

12:34

12:34

07.07.11

Measurement in progress

07.07.11

Save data?

Yes

NoResetReset

By the reset button, the unit can be restarted, in example for a new start ofthe instrument after an operating error. The individual settings and stored
measurements are obtained.

Factory settings
Language:
Duration of measurement:
Measurement unit:
Timeout:Englisch5s
N60 s

4IsoForceControl® EVO2 Tool
With the IsoForceControl EVO2-Tool the measured data can be transferred from the device to acomputer. The individual measured data can be saved and printed as a PDF file or exported asa CSV file.
Installation only under Windows®
Start with double click the IsoForceControlEVO2_V12_Setup.exe on the CD and follow theinstallation program.



Establish after installing
the USB connection
between the PC andIsoForceControl EVO2.

Application

File name max. 248 characters

The changes will take afterrestarting the program.

5Technical Data
DeviceCPU:
Measuring Method:
Display:
Power Supply:Power Consumption:
Dimensions:
Weight:Microcontroller STM32F 103
DMS Full Bridge
TFT 2.4“, 320x240 Pixel, 16Bit Color
4 x 1.5 Volt Batteries Mignon (AA/LR6/HR6)
or USB connection 4.5V-5.5V / 500mA
500 mW
203.2x98.0x34.8mm (LxWxH)
1 kg

Measurement
Measuring rate:
Average value determination:
Measurement unit:
Range:
Resolution:
Accuracy:
Starting threshold measuring cycle:
Duration of one measuring cycle:
Timeout:
Languages:
Test Report:

33 measurements / secondarithmetic
N / kg / lbf
10-400 N / 1-40 kg / 1-90 lbf
0.1 N / 0.1kg /0.1 lbf≤ 3% FS
10 N / 1 kg / 1 lbf
3 - 20 Seconds
10-120 s
German, English, French, Italian.
IEC / EN 61326-1

Service-Check
To guarantee a quality certified measuring of theIso ForceControl EVO2, a maintenanceis due after every two year

Issue 2 English 01/2017
Dokumentation © 2017 MDS Herkules Kunststoff Oberburg AG, CH 3414 Oberburg · Switzerland
All rights reserved. This manual may not be reproduced in any format, either in whole or in part, nor may it be
duplicated or edited by electronic, mechanical or chemical means, without the written consent of the publisher.
Typographical and printing errors cannot be excluded. However, the information contained in this manual isreviewed on a regular basis and any necessary corrections will be implemented in the next edition. We accept noliability for technical or typographical errors or the consequences thereof. All trademarks and industrial property
rights are acknowledged.
Printed in Switzerland.
Changes may be made without prior notice as a result of technical advances.
V1.3

6EG Konformitätserklärung, CE Kennzeichnung
Hiermit erklärt die Firma Herkules Kunststoff Oberburg AG, dass die von ihr
hergestellten Betriebsmittel (Kraftmessgerät IsoForceControl EVO2) den
grundlegenden Schutzanforderungen entsprechen, die in derRichtlinie 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Elektromagnetische Verträglichkeit festgelegt sind und gemäss derKennzeichnungspflicht die
CE- Kennzeichnung erhalten.
Zur Beurteilung der Erzeugnisse hinsichtlich der elektromagnetischen
Verträglichkeit wurden folgende harmonisierte Normen herangezogen:
EN 61326-1 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
EMV-AnforderungenDeclaration of Conformity, CE Designation
The Herkules Kunststoff Oberburg AG Company declares, that all of their
manufactured force measurement equipment (Dynamometer IsoForceControl EVO2) are in conformity with the basic protection requirements,that are defined in theDirective 2014/30/EC (EMI Directive)
for harmonization of laws of the Member States regarding electromagnetic
compatibility in order to obtain
CE Markingin accordance to the labeling obligation.
For the evaluation of the products regarding the electromagnetic compatibility
the following harmonized standards are applied:
EN 61326-1 Electrical equipment for measurement, control and laboratory
use-EMC require-ments.
Oberburg, 17.01.2017
Daniel Stucki
Geschäftsführer / Generalmanager
Herkules Kunststoff Oberburg AG - Chipf 10 - CH 3414 Oberburg - Switzerland - Tel. +41 34 423 60 87