EIRL DICOM適合性宣言書
Document Information:
Software Version

1.9

Document ID

ILR-013-221

Revision00

Release date2021-08-20

AuthorKenichiro Fukuda

2021-08-11 19:57:48

Approved by:
Shiyuki.Maeyama2021-08-20 06:05:40

Tetsu Miyagawa

2021-08-19 23:54:36

Antoine Choppin

2021-08-18 12:16:57

Matsunaga Kenji2021-08-17 01:48:06

1/1

EIRL DICOM適合性宣言書

Software Version 1.9
ILR-013-221 Revision 00
エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.9

Chapter 1. CONFORMANCE STATEMENT OVERVIEW
販売名:

医用画像解析ソフトウェア EIRL aneurysm
医用画像解析ソフトウェア EIRL basic
医用画像解析ソフトウェア EIRL X-Ray Lung nodule
医用画像解析ソフトウェア EIRL Chest Metry
医用画像解析ソフトウェア EIRL Brain Segmentation

一般的名称:EIRL aneurysm: MR装置ワークステーション用プログラム
EIRL X-Ray Lung nodule/EIRL Chest Metry: X線画像診断装置ワークステーション用プログラム
他: 汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム

プログラムのバージョン:

1.9

サポートするネットワーク DICOM サービス(SOP)クラスの表は、以下の 3 つの種類のカテゴリに分割されて役割(利用者/提供者)とともに実現します。
• 転送• 問合せ／取得• プリント管理

SOP クラス

サービスの

サービスの

利用者(SCU)

提供者 (SCP)MR Image Storage

Yes

Yes

CT Image Storage

Yes

Yes

Computed Radiography Image Storage

Yes

Yes

Digital X-Ray Image Storage - For Presentation

Yes

Yes

Grayscale Softcopy Presentation State Storage

Yes

No

Secondary Capture Image Storage

Yes

No

転送

問合せ／取得非該当
プリント管理非該当

サービスはSCU、SCP、あるいはオプションとして指定することができます。 各SOP クラスのUID値は次のように分類されます。

UID Value

UID Name

カテゴリ

1.2.840.10008.4.2

Storage Service Class

転送

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4

MR Image Storage

転送

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2

CT Image Storage

転送

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1

CR Image Storage

転送

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1

Digital X-Ray Image Storage - For Presentation

転送1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1

Grayscale Softcopy Presentation State Storage SOP Class

転送

1 / 28

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.9

UID Value

UID Name

カテゴリ

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7

Secondary Capture Image Storage

転送

サポートする媒体保存応用プロファイルの表は三つの種類にカテゴリ化されて（役割と共に）提供されます。
• 記録可能 CD• 光磁気ディスク• DVD

媒体保存アプリケーション

Write File （FSC or FSU）

Read File(FSR)

FSC

FSR

プロファイル
記録可能 CD
STD-GEN-CD
光磁気ディスク
非該当
DVD
非該当

2 / 28

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.9

Chapter 2. TABLE OF CONTENTS
1. CONFORMANCE STATEMENT OVERVIEW
2. TABLE OF CONTENTS
3. INTRODUCTION
3.1. REVISION HISTORY
3.2. AUDIENCE
3.3. REMARKS
3.4. DEFINITIONS, TERMS AND ABBREVIATIONS
3.5. REFERENCES
4. NETWORKING
4.1. IMPLEMENTATION MODEL4.1.1. Application Data Flow Diagram
4.1.2. Functional definitions of AE’s
4.1.3. Sequencing of Real World Activities
4.2. AE SPECIFICATIONS
4.2.1. "EIRL" - Specification
4.3. NETWORK INTERFACES
4.3.1. Supported Communications Stacks (parts 8, 9)
4.3.2. TCP/IP Stacks
4.4. CONFIGURATION
5. MEDIA INTERCHANGE
5.1. IMPLEMENTATION MODEL
5.1.1. Application Data Flow Diagram
5.1.2. Functional definitions of AE’s
5.1.3. Sequencing of Real World Activities
5.1.4. File Meta Information for Implementation Class and Version
5.2. AE SPECIFICATIONS
5.2.1. "EIRL" - Specification
5.3. AUGMENTED AND PRIVATE APPLICATION PROFILES
5.4. MEDIA CONFIGURATION
6. SUPPORT OF CHARACTER SETS
7. SECURITY
8. ANNEXES
8.1. IOD Contents
8.1.1. Created SOP Instance(s)8.1.2. Usage of Attributes From Received IODs
8.2. Data Dictionary of Private Attributes
8.2.1 Private Group LPIXEL 003

3 / 28

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.9

Chapter 3. INTRODUCTION
3.1. REVISION HISTORY
版番号

制定・改訂日

改訂理由・内容等

00

2021/8/20

EIRL1.9用に新規作成
医用画像解析ソフトウェア EIRL X-Ray Lung noduleの過去比較機能に関連する仕様を追加

3.2. AUDIENCE
本文書は、DICOM規格について基礎的な知識のある読者を対象とします。対象読者は以下の通りです：• 本製品（EIRL）を使用予定の顧客• PACSメーカのシステムインテグレータ• システム仕様について関心のあるマーケティング・営業スタッフ• DICOMインタフェースを実装するソフトウェア技術者

3.3. REMARKS
本文書は、NEMAの「医療におけるデジタル画像と通信」（DICOM 3.0）規格への適合宣言です。 本文書のみでEIRLと他システムとの接続を保証するものではありません。 運用前に必ず他システムとの接続確認を行って下さい。

3.4. DEFINITIONS, TERMS AND ABBREVIATIONS• AE 応用エンティティ（Application Entity）• CAD 診断支援システム (Computer Aided Diagnosis / Detection)• CLI コマンド・ライン・インタフェース (Command Line Interface)• DICOM 医療におけるデジタル画像と通信（Digital Imaging and Communication in Medicine）• FSC ファイル集合クリエータ（File-set Creator）• FSR ファイル集合リーダー（File-set Reader）• FSU ファイル集合アップデーター（File-set Updater）• GSPS クレースケールプリゼンテーションステート (Gray Scale Presentation State)• MIP 最大値投影法 (Maximum Intensity Projection)• NEMA National Electrical Manufactures Association• PACS 医用画像保存通信システム（Picture Archiving and Communication System）• SC セカンダリーキャプチャー (Secondary Capture)• SCPサービスクラス提供者（Service Class Provider）• SCUサービスクラス利用者（Service Class User）• SOPサービスオブジェクト対（Service Object Pair）• UID 固有識別子（Unique Identifier）

4 / 28

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.9

3.5. REFERENCES
NEMA PS3 Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Standard Available free at http://medical.nema.org/

5 / 28

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.9

Chapter 4. NETWORKING
4.1. IMPLEMENTATION MODEL4.1.1. Application Data Flow Diagram

図 1. EIRL ネットワーキングデータフロー

4.1.2. Functional definitions of AE’s
(1) EIRL

6 / 28

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

EIRL

Software Version: 1.9

AEは、バックグラウンドで接続要求を受信するまで待ち、ストレージサービスクラスのSOPクラスのアソシエーションが確立すると、受信したインスタンスをローカルストレージに保存する。

次に、受信された検査の中から、各アプリケーションの適応条件を満たすシリーズで、以下の画像解析を実施する:• 画像解析（脳動脈瘤読影支援）• 脳計測（Evans Index）• 脳計測（Callosal Angle）• 脳計測（白質高信号領域）• 画像解析（胸部X線肺結節読影支援）• 関心領域計測（肺計測）• 関心領域抽出（頭部CT高輝度領域抽出）
最後に、画像解析後に解析結果をDICOM GSPS/SC/Overlayとして送信する:• 検出された候補点の座標 (脳動脈瘤読影支援、胸部X線肺結節読影支援)• 過去比較機能で、過去に検出されたが検出されなくなった点の座標 (胸部X線肺結節読影支援)• 最大側脳室前角幅とその位置での大脳幅を表す線 (Evans Index)• 側脳室の上内面を線で近似する線 (Callosal Angle)• 白質高信号領域を塗りつぶす• 計測された関心領域の輪郭線を描画 (肺計測)• 計測された関心領域を塗りつぶす（頭部CT高輝度領域抽出）
EIRLは、解析結果を以下のいずれのフォーマットで保存できる:• GSPS: 解析結果が元画像の上でグラフィック・オブジェクトとして表示される• SC: 解析結果が元画像のコピーと一緒にビットマップで表示される• Overlay: 解析結果が元画像のコピーの上でオーバーレイとして表示される
加えて、脳動脈瘤読影支援や頸動脈狭窄率計測でMIP画像の自動生成ができる。その場合は生成されたMIP画像はSCとして保存される。

4.1.3. Sequencing of Real World Activities
実世界活動のシーケンスには、適応しません。

4.2. AE SPECIFICATIONS
4.2.1. "EIRL" - Specification
4.2.1.1. SOP ClassEIRL AEは、表 1で列挙される SOP クラスへの標準適合性を提供します。
表 1. EIRLストレージSCU/SCPのSOPクラス
SOP Class NameSOP Class UID

SCU

SCP

MR Image Storage

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4

Yes

Yes

7 / 28

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.9

SOP Class NameSOP Class UID

SCU

SCP

CT Image Storage

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2

Yes

Yes

CR Image Storage

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1

Yes

Yes

Digital X-Ray Image Storage - For Presentation

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1

Yes

Yes

Grayscale Softcopy Presentation State Storage SOP Class

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1

Yes

No

Secondary Capture Image Storage

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7

Yes

No

4.2.1.2. Association Policies
4.2.1.2.1. General

EIRL AEは本装置が起動すると、本装置が起動したときにDICOM通信プロセスとして自動的に立ち上がり、受信待機状態となります。
表 2. DICOM 応用コンテキスト
DICOM応用コンテキスト名

1.2.840.10008.3.1.1.1

4.2.1.2.2. Number of Associations

複数のStorage SCU AEに対して同時にアソシエーションを確立することができます。同時アソシエーションの最大数は表 3に示します。ただし、最大数はコンピュータシステムのリソースによって制限される場合があります。
表 3. EIRL AE の受諾側アソシエーションの数
同時アソシエーションの最大数

1

表 4. EIRL AE の起動側アソシエーションの数
同時アソシエーションの最大数

1

4.2.1.2.3. Asynchronous Nature

EIRL AEは非同期通信を提供しません。

4.2.1.2.4. Implementation Identifying Information

EIRL AE は下記の実装識別情報を持ちます。
表 5. EIRL AE の DICOM 実装クラスとバージョン
Implementation Class UID

1.3.6.1.4.1.50633.1

Software Versions

X.X.X.X

X.X.X.XはEIRLのソフトウェアバージョンです。

4.2.1.3. Association Initiation Policy
4.2.1.3.1. Activity: GSPS/SC/Overlayの保存

4.2.1.3.1.1. Description and Sequencing of Activities

EIRL EAは、画像解析結果をGSPS/SC/Overlayフォーマットで保存し、登録されたStorage SCPに対してアソシエーションを起動します。
【事前登録が必要な Storage SCP AE の情報】

8 / 28

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.9• AE タイトル• IP アドレス• ポート番号
上記情報を登録した上で、EIRLの解析結果が登録したStorage SCPに転送されます。

4.2.1.3.1.2. Proposed Presentation Contexts

表 6. EIRL AEの提案可能なプレゼンテーションコンテキスト
プレゼンテーションコンテキスト表
抽象構文

転送構文

名前

UID

名前

Grayscale Softcopy

1.2.840.10008.5.1.4.1.1 表 7を参照

Presentation State

.11.1

役割

拡張
折衝

UID
SCU

None

SCU

None

SCU

None

SCU

None

SCU

None

SCU

None

Storage SOP Class
Secondary Capture

1.2.840.10008.5.1.4.1.1 表 7を参照

Image Storage.7

MR Image Storage

1.2.840.10008.5.1.4.1.1 表 7を参照
.4

CT Image Storage

1.2.840.10008.5.1.4.1.1 表 7を参照
.2

CR Image Storage

1.2.840.10008.5.1.4.1.1 表 7を参照
.1

Digital X-Ray Image

1.2.840.10008.5.1.4.1.1 表 7を参照

Storage - For.1.1

Presentation

表 7. EIRL AEによるDICOMオブジェクトための転送構文
名前

UID

Explicit VR Little Endian

1.2.840.10008.1.2.1

Implicit VR Little Endian

1.2.840.10008.1.2

Explicit VR Big Endian

1.2.840.10008.1.2.2

4.2.1.4. Association Acceptance Policy
4.2.1.4.1. Activity: 画像の解析

4.2.1.4.1.1. Description and Sequencing of Activities

EIRL AE は、Storage SCUからのみアソシエーションを受諾します。
MR/CR/DX画像をEIRL AEに送信することで、画像解析を実施することができます。

4.2.1.4.1.2. Accepted Presentation Contexts

表 8. EIRL AEの受信登録のための受諾可能なプレゼンテーションコンテキスト表
プレゼンテーションコンテキスト表

9 / 28

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

抽象構文

転送構文

名前

UID

名前

MR Image Storage

1.2.840.10008.5.1.4.1.1 表 9を参照

Software Version: 1.9

役割

拡張
折衝

UID
SCP

None

SCP

None

SCP

None

SCP

None

.4
CT Image Storage

1.2.840.10008.5.1.4.1.1 表 9を参照
.2

Computed

1.2.840.10008.5.1.4.1.1 表 9を参照

Radiography Image.1

Storage
Digital X-Ray Image

1.2.840.10008.5.1.4.1.1 表 9を参照

Storage - For.1.1

Presentation

表 9. EIRL AEの受信登録のための転送構文
名前

UID

JPEG Lossless, Non-Hierarchical, First-Order Prediction (Process 14 [Selection Value 1]): Default

1.2.840.10008.1.2.4.70

Transfer Syntax for Lossless JPEG Image Compression
JPEG Baseline (Process 1): Default Transfer Syntax for Lossy JPEG 8 Bit Image Compression

1.2.840.10008.1.2.4.50

JPEG Extended (Process 2 & 4): Default Transfer Syntax for Lossy JPEG 12 Bit Image Compression

1.2.840.10008.1.2.4.51(Process 4 only)
JPEG 2000 Image Compression (Lossless Only)

1.2.840.10008.1.2.4.90

Explicit VR Little Endian

1.2.840.10008.1.2.1

Implicit VR Little Endian

1.2.840.10008.1.2

Explicit VR Big Endian

1.2.840.10008.1.2.2

4.3. NETWORK INTERFACES
4.3.1. Supported Communications Stacks (parts 8, 9)
DICOM PS3.8 で定義される DICOM TCP/IP 用上位層プロトコルを提供する。

4.3.2. TCP/IP Stacks
Physical Network Interface
連携BOXは、以下のネットワークインターフェース構成をサポートしている。推奨は、Ethernet

1000Base-TXとする。オプションとして100Base-TX を選ぶことができる。

1000Base-TX
100Base-TX

4.4. CONFIGURATION
該当する記述はありません。

10 / 28

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.9

Chapter 5. MEDIA INTERCHANGE
5.1. IMPLEMENTATION MODEL
5.1.1. Application Data Flow Diagram

11 / 28

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

図 2. EIRL メディアインターチェンジ

12 / 28

Software Version: 1.9

データフロー

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.9

5.1.2. Functional definitions of AE’s
5.1.2.1 EIRL
EIRL AEは、以下の機能を実施することができる。
• 外部インタフェースから解析要求を受けた際、入力DICOM画像を読み込む。
• 画像解析後に解析結果をDICOM GSPS/SC/Overlayフォーマットで保存する。

5.1.3. Sequencing of Real World Activities
1. 外部システムがDICOM画像を所定の保存領域に保存する。
2. 外部システムが、EIRLのCLIを呼び出し、保存されたDICOM画像のフォルダーと結果ファイルを指定し解析開始を要求する。
3. EIRLがDICOM画像を所定の保存領域から読み込む。
4. EIRLがボリュームデータを再構築し、解析を行う。
5. EIRLが解析結果を指定された結果ファイルとしてDICOM GSPS/SC/Overlayフォーマットで保存する。
6. コマンド実行終了後に、外部システムがEIRLの解析結果を読み込む。

5.1.4. File Meta Information for Implementation Class and Version
File Meta Information Version

00 01

Implementation Class UID

1.3.6.1.4.1.50633.1

Software Versions

X.X.X.X

X.X.X.XはEIRLのソフトウェアバージョンです。

5.2. AE SPECIFICATIONS
5.2.1. "EIRL" - Specification
EIRLは、媒体保存サービスクラスの DICOM 相互交換オプションに標準適合性を提供する。 応用プロファイルおよび役割は、以下の表に示す。

Application Profiles Supported

Real World Activity

Role

SC Option

STD-GEN-CD

Load directory or file

FSR

Interchange

FSC

5.3. AUGMENTED AND PRIVATE APPLICATION PROFILES
該当する記述はありません。

5.4. MEDIA CONFIGURATION
該当する記述はありません。

13 / 28

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.9

Chapter 6. SUPPORT OF CHARACTER SETS
次の拡張文字セットをサポートしている。
• ISO_IR 100

14 / 28

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.9

Chapter 7. SECURITY
該当する記述はありません。

15 / 28

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.9

Chapter 8. ANNEXES
8.1. IOD Contents
8.1.1. Created SOP Instance(s)EIRLは、解析結果を以下のいずれのフォーマットで保存できる: * GSPS: 解析結果が元画像の上でグラフィック・オブジェクトとして表示される *SC: 解析結果が元画像のコピーと一緒にビットマップで表示される * Overlay: 解析結果が元画像のコピーの上でオーバーレイとして表示される
加えて、EIRL aneurysmでMIP画像の自動生成ができる。その場合は生成されたMIP画像はSCとして保存される。
下記の表では略語を用いています。以下の略語は"Presence of Module"欄で用いる。

VNAP

値は常に与えられるわけではありません。(Value Not Always Present)
値が与えられなかった場合には長さ0の要素を送信します。

ANAP

要素は常に与えられるわけではありません。(Attribute Not Always Present)

ALWAYS

要素と値は常に与えられます。

EMPTY

要素は長さ0で送信されます。

以下の略語は"Source"欄で用いる。

MWL

要素の値はモダリティワークリストから与えられる。

USER

要素の値はユーザ入力により与えられる。

AUTO

要素の値は装置により自動的に生成される。

MPPS

要素の値はMPPS(Modality Performed Procedure Step)と同じです。

CONFIG

要素の値は設定可能なパラメータです。

ACQUISITION

要素の値はデータ取得プロセスから与えられる。

ANALYSIS

要素の値はデータ解析結果から与えられる。

SRC

要素の値は元のデータセットと同じ値です。

GSPS出力
生成Grayscale Softcopy Presentation State SOPインスタンスIODのモジュール:

IE

ModulePresence ofModulePatient

Patient

ALWAYS

Study

General Study

ALWAYS

SeriesGeneral Series

ALWAYS

Presentation Series

ALWAYS

General Equipment

ALWAYS

Equipment

16 / 28

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

IE

ModuleSoftware Version: 1.9

Presence ofModulePresentation State

Presentation State Identification

ALWAYS

Presentation State Relationship

ALWAYS

Presentation State Shutter

ALWAYS

Presentation State Mask

ALWAYS

Displayed Area

ALWAYS

Graphic Annotation

ALWAYS

Graphic Layer

ALWAYSSoftcopy Presentation LUT

ALWAYSSOP Common

ALWAYS

Patientモジュール:

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

SourcePatient’s Name

(0010,0010)

PN

元画像より

VNAP

SRC

Patient ID(0010,0020)

LO

元画像より

VNAP

SRC

Patient’s Birth Date

(0010,0030)

DA

元画像より

VNAP

SRC

Patient Sex(0010,0040)

CS

元画像より

VNAP

SRC

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

SourceStudy Instance UID(0020,000D)

UI

元画像より

ALWAYS

SRC

Study Date

(0008,0020)

DA

元画像より

VNAP

SRC

Study Time

(0008,0030)

TM

元画像より

VNAP

SRC

Referring Physician’s Name

(0008,0090)

PN

元画像より

VNAP

SRC

Study ID

(0020,0010)

SH

元画像より

VNAP

SRC

Accession Number(0008,0050)

SH

元画像より

VNAP

SRC

Study Description(0008,1030)

LO

元画像より

VNAP

SRC

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

SourceSeries Instance UID(0020,000E)

UI

生成された値

ALWAYS

AUTO

Series Number(0020,0011)

IS

設定ファイルより

ALWAYSCONFIG

Series Description(0008,103E)

LO

設定ファイルより

ALWAYSCONFIG

Body Part Examined(0018,0015)

CS

元画像より

ANAP

SRC

General Studyモジュール:

General Seriesモジュール:Presentation Seriesモジュール:17 / 28

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.9

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

SourceModality(0008,0060)

UI

固定値: "PR"ALWAYS

AUTO

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

SourceManufacturer(0008,0070)

LO

設定ファイルより

ALWAYSCONFIG

Station Name

(0008,1010)

SH

元画像より

ANAP

SRC

General Equipmentモジュール:Presentation State Identificationモジュール:

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

SourcePresentation Creation Date

(0070,0082)

DA

保存された日付

ALWAYS

AUTO

Presentation Creation Time

(0070,0082)

TM保存された時刻

ALWAYS

AUTO

Instance Number(0020,0013)

IS

連番で生成された値

ALWAYS

AUTO

Content Label(0070,0080)

CS

設定ファイルより

ALWAYSCONFIG

Content Description(0070,0081)

LO

固定値: "EIRL analysis result"

ALWAYS

AUTO

Content Creator’s Name

(0070,0084)

PN

設定ファイルより

ALWAYSCONFIG

Presentation State Relationshipモジュール:

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

SourceReferenced Series Sequence(0008,1115)

SQ

元画像のUIDを参照

ALWAYS

SRC

VR

Value

Presence of Value

Source

Tag

VR

Value

Presence of Value

SourceAttribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

SourceDisplayed Area Selection(0070,005A)

SQ

画像全体を網羅するエリアの定

ALWAYS

AUTO

Presence of Value

SourceALWAYS

AUTO

Presentation State Shutterモジュール:

Attribute Name

Tag

該当する記述なし。

Presentation State Maskモジュール:

Attribute Name
該当する記述なし。

Displayed Areaモジュール:義

Sequence

Graphic Annotationモジュール:

Attribute Name

Tag

VR

Graphic Annotation Sequence(0070,0001)

SQ

Value

18 / 28

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.9

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

Source> Referenced Image Sequence(0008,1140)

SQ

解析結果が表示される画像を参

ALWAYSAUTO

ALWAYSAUTO

ALWAYSAUTO

照> Graphic Layer(0070,0002)

CS> Text Object Sequence(0070,0008)

SQ>> Bounding Box Annotation(0070,0003)

CS

固定値: "PIXEL"ALWAYS

AUTO(0070,0004)

CS

固定値: "PIXEL"ALWAYS

AUTO

レイヤーを参照

Units>> Anchor Point Annotation
Units

19 / 28

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.9

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

Source>> Unformatted Text Value(0070,0006)

ST1) 脳動脈瘤読影支援:

ALWAYSANALYSIS / CONFIG(a)
元シリーズの１枚目の画像に解析結果のサマリーを表す文面（
設定ファイルより）(b)
解析結果の各候補点の番号を表
すラベル2) 脳計測(a) Evans Indexの値と信頼度(b) Callosal Angleの値と信頼度(c) 白質高信号領域の体積(mm3)及びPとDのスコア
3) 胸部X線肺結節読影支援:(a)
解析結果のサマリーを表す文面（設定ファイルより）(b)
過去比較が有効な場合、候補領
域のサイズ
(c)
過去比較が有効な場合で過去比
較対象が存在する場合、候補領
域のサイズの増加率(d)
過去比較が有効な場合で過去比
較対象が存在する場合、比較対象となった前回の検査の検査日(d)
過去比較が有効な場合で過去比
較対象が存在する場合、比較対象となった前回の検査を解析した胸部X線肺結節検出ソフトウェ
アのバージョン
4) 肺計測:(a)
解析結果のサマリーを表す文面（設定ファイルより）(b)
胸腔内空気含有領域の面積(mm2)5) 頭部CT高輝度領域抽出:(a)
解析結果のサマリーを表す文面（設定ファイルより）(0070,0010)

FL

ラベルの位置情報

ALWAYS

AUTO>> Bounding Box Bottom Right (0070,0011)

FL

ラベルの位置情報

ALWAYS

AUTO>> Bounding Box Top Left
Hand Corner

Hand Corner

20 / 28

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.9

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

Source>> Bounding Box Text

(0070,0012)

CS

設定ファイルより

ALWAYSCONFIG(0070,0009)

SQ

候補点毎に円形マークを含む

ALWAYSANALYSIS

Horizontal Justification> Graphic Object Sequence(脳動脈瘤)
又は最大側脳室前角幅とその位置での大脳幅を表す線 (Evans
Index)
又は側脳室の上内面を線で近似する
線 (Callosal Angle)
又は
白質高信号領域を示す多角形
又は検出領域毎に長方形、円形マークを含む (肺結節)又は胸腔内空気含有領域を示す多角形 (肺計測)又は頭蓋骨内で周囲より高輝度の領域を示す多角形 (頭部CT高輝度領域抽出)>> Graphic Annotation Units(0070,0005)

CS

固定値: "PIXEL"ALWAYS

AUTO>> Graphic Dimensions(0070,0020)

US

固定値: "2"

ALWAYS

AUTO>> Number of Graphic Points(0070,0021)

US

固定値: "2"

ALWAYS

AUTO

21 / 28

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.9

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value>> Graphic Data

(0070,0022)

FL

候補点のx,y座標と、円形の右側 ALWAYS

SourceANALYSISの点のx,y座標 (脳動脈瘤)
又は最大側脳室前角幅とその位置での大脳幅を表す線の起点と終点(Evans Index)
又は側脳室の上内面を線で近似する
線の起点と終点 (Callosal Angle)
又は
白質高信号領域を囲む多角形の点のx,y座標又は検出領域を示す長方形の左上及び右下のx,y座標 (肺結節)又は過去比較機能で、過去に検出されたが検出されなくなった点を示すx,y座標と、円形の右側の点のx,y座標 (肺結節)又は胸腔内空気含有領域を示す多角形の点のx,y座標 (肺計測)又は頭蓋骨内で周囲より高輝度の領域を示す多角形の点のx,y座標(頭部CT高輝度領域抽出)>> Graphic Type

(0070,0023)

CS

固定値: "CIRCLE"

ALWAYS

AUTO(脳動脈瘤、肺結節)
又は"POLYLINE"(脳計測、白質高信号領域、肺結節、肺計測、頭部CT高輝度領域
抽出)>> Graphic Filled(0070,0024)

CS

固定値: "N"ALWAYS

AUTO>> Graphic Group ID(0070,0295)

UL

グループの番号

ALWAYS

AUTO> Compound Graphic(0070,0209)

SQ

設定でCompound Graphic

VNAP

ANALYSIS / CONFIGALWAYS

AUTO

Sequence

Sequenceを保存するように指定可能。

>> Compound Graphic(0070,0226)

UL

コンパウンドグラフィックの番
号

Instance ID>> Compound Graphic Units(0070,0282)

CS

固定値: "PIXEL"ALWAYS

AUTO>> Graphic Dimensions(0070,0020)

US

固定値: "2"

ALWAYS

AUTO>> Number of Graphic Points(0070,0021)

US

固定値: "2"

ALWAYS

AUTO

22 / 28

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.9

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

Source>> Graphic Data

(0070,0022)

FL

候補点を囲む楕円形の左上隅のALWAYSANALYSIS

ALWAYS

AUTO

座標と、右下隅の座標 (脳動脈瘤)
又は最大側脳室前角幅とその位置での大脳幅を表す線 (Evans
Index)
又は側脳室の上内面を線で近似する
線 (Callosal Angle)
又は
白質高信号領域を囲む多角形の点のx,y座標又は検出領域を示す長方形の左上及び右下のx,y座標 (肺結節)又は過去比較機能で、過去に検出されたが検出されなくなった点を囲む楕円形の左上隅の座標と、右下隅の座標 (肺結節)又は胸腔内空気含有領域を示す多角形の点のx,y座標 (肺計測)又は頭蓋骨内で周囲より高輝度の領域を示す多角形の点のx,y座標(頭部CT高輝度領域抽出)>> Compound Graphic Type

(0070,0294)

CS

固定値: "ELLIPSE"(脳動脈瘤、肺結節)
又は"MULTILINE"(脳計測、白質高信号領域、肺結節、肺計測、頭部CT高輝度領域
抽出)>> Graphic Filled(0070,0024)

CS

固定値: "N"ALWAYS

AUTO>> Graphic Group ID(0070,0295)

UL

グループの番号

ALWAYS

AUTO

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

SourceGraphic Layer Sequence(0070,0060)

SQ

ALWAYS

AUTO> Graphic Layer(0070,0002)

CS"LAYER1"

ALWAYS

AUTO> Graphic Layer Order(0070,0062)

IS固定値: "1"

ALWAYS

AUTO> Graphic Layer(0070,0066)

US

固定値: 白ALWAYS

AUTO

Graphic Layerモジュール:

Recommended Display
Grayscale Value

23 / 28

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.9

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

Source> Graphic Layer(0070,0401)

US

固定値: 赤ALWAYS

AUTO(0070,0068)

LO

固定値: "EIRL analysis result"

ALWAYS

AUTO

Recommended Display CIELab
Value> Graphic Layer Description

Softcopy Presentation LUTモジュール:

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

SourcePresentation LUT Shape(2050,0020)

CS

固定値: "IDENTITY"

ALWAYS

AUTO

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

SourceSOP Class UID(0008,0016)

UI

Grayscale Softcopy

ALWAYSAUTO

SOP Commonモジュール:Presentation StateSOP Instance UID(0008,0018)

UI

生成された値

ALWAYS

AUTO

Specific Character Set(0008,0005)

CS

元画像より

ANAP

SRC

Manufacturer’s Model Name

(0008,1090)

LO生成された値

ALWAYS

AUTO

Software Versions(0018,1020)

LO生成された値

ALWAYS

AUTO

SC出力
生成Secondary CaptureインスタンスIODのモジュール:

IE

ModulePresence ofModulePatient

Patient

ALWAYS

Study

General Study

ALWAYS

SeriesGeneral Series

ALWAYS

Equipment

General Equipment

ALWAYSSC Equipment

ALWAYS

General ImageALWAYS

Image Pixel

ALWAYSSC Image

ALWAYS

Modality LUT

ALWAYS

VOI LUTALWAYSSOP Common

ALWAYS

Image

Patientモジュール:

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

SourcePatient’s Name

(0010,0010)

PN

元画像より

VNAP

SRC

24 / 28

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.9

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

SourcePatient ID(0010,0020)

LO

元画像より

VNAP

SRC

Patient’s Birth Date

(0010,0030)

DA

元画像より

VNAP

SRC

Patient Sex(0010,0040)

CS

元画像より

VNAP

SRC

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

SourceStudy Instance UID(0020,000D)

UI

元画像より

ALWAYS

SRC

Study Date

(0008,0020)

DA

元画像より

VNAP

SRC

Study Time

(0008,0030)

TM

元画像より

VNAP

SRC

Referring Physician’s Name

(0008,0090)

PN

元画像より

VNAP

SRC

Study ID

(0020,0010)

SH

元画像より

VNAP

SRC

Accession Number(0008,0050)

SH

元画像より

VNAP

SRC

Study Description(0008,1030)

LO

元画像より

VNAP

SRC

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

SourceSeries Instance UID(0020,000E)

UI

生成された値

ALWAYS

AUTO

Series Number(0020,0011)

IS

設定ファイルより

ALWAYSCONFIG

Series Description(0008,103E)

LO

設定ファイルより

ALWAYSCONFIG

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

SourceManufacturer(0008,0070)

LO

設定ファイルより

ALWAYSCONFIG

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

SourceModality(0008,0060)

CS

元画像より

ALWAYS

SRC

Conversion Type

(0008,0064)

CS

固定値: "SYN"

ALWAYS

AUTO

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

SourceConversion Type

(0008,0064)

CS

固定値: "SYN"

ALWAYS

AUTO

Instance Number(0020,0013)

IS

連番で生成された値

ALWAYS

AUTO

Image Position Patient(0020,0032)

DS

元画像より(Axial)又は生成され

ALWAYS

AUTO

General Studyモジュール:

General Seriesモジュール:

General Equipmentモジュール:SC Equipmentモジュール:

General Imageモジュール:

た値(MIP)

25 / 28

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.9

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

SourceImage Orientation Patient(0020,0037)

DS

元画像より(Axial)又は生成され

ALWAYS

AUTO

た値(MIP)
Content Date

(0008,0023)

DA

画像が生成された日付

ALWAYS

AUTO

Content Time

(0008,0033)

TM

画像が生成された時刻

ALWAYS

AUTO

Image Type

(0008,0008)

CS

固定値:

ALWAYS

AUTO"DERIVED\SECONDARY"Image Pixelモジュール:

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

SourceSamples Per Pixel(0028,0002)

US

固定値: 1 (Grayscale)又は3

ALWAYSAUTO

ALWAYS

AUTO(RGB)
Photometric Interpretation(0028,0004)

CS

固定値: "MONOCHROME2"
又は"RGB"

Planar Configuration(0028,0006)

US

固定値: 0

ALWAYS

AUTO

Rows(0028,0010)

US

元画像より(Axial)又は生成され

ALWAYSAUTO

ALWAYSAUTO

ALWAYSAUTO

ALWAYSAUTO

ALWAYS

AUTO

た値(MIP)
Columns(0028,0011)

US

元画像より(Axial)又は生成された値(MIP)

Bits Allocated(0028,0100)

US

固定値: 16 (Grayscale)又は8(RGB)

Bits Stored(0028,0101)

US

固定値: 16 (Grayscale)又は8(RGB)

High Bit(0028,0102)

US固定値: 15 (Grayscale)又は7(RGB)

Pixel Representation(0028,0103)

US固定値: 0

ALWAYS

AUTO

Pixel Data

(7fe0,0010)

OW

生成された画像のピクセル値

ALWAYS

AUTO

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

SourcePixel Spacing(0028,0030)

DS

元画像より

ALWAYS

SRC

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

SourceRescale Intercept(0028,1052)DS

0.0又はピクセルの最小値

ALWAYS

SRC

Rescale Slope(0028,1053)

DS

1.0又はピクセル最大値から計算 ALWAYSSC Imageモジュール:

Modality LUTモジュール:

AUTO

された値
Rescale Type(0028,1054)

LO

固定値: "US"ALWAYSAUTO

VOI LUTモジュール:26 / 28

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.9

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

SourceModality(0008,0060)

CS

元画像より

ALWAYS

SRC

Window Center(0028,1050)

DS

32768.0 (Grayscale)又は128.0

ALWAYSAUTO

ALWAYS

AUTO(RGB)Window Width(0028,1051)

DS

65536.0 (Grayscale)又は255.0(RGB)

SOP Commonモジュール:

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

SourceSOP Class UID(0008,0016)

UI

Secondary Capture ImageALWAYS

AUTO

Storage
SOP Instance UID(0008,0018)

UI

生成された値

ALWAYS

AUTO

Specific Character Set(0008,0005)

CS

元画像より

ANAP

SRC

Overlay出力
Overlay出力の場合は、元画像に以下のIODのモジュールが追加される:

IE

ModulePresence ofModuleImageOverlay Plane

ALWAYS

Overlay Planeモジュール:

Attribute Name

Tag

VR

Value

Presence of Value

SourceSOP Class UID(0008,0016)

UI

元画像より

ALWAYS

SRC

Overlay Rows

(6000,0010)

US

表示エリアの行数

ALWAYS

AUTO

Overlay Columns(6000,0011)

US

表示エリアの列数

ALWAYS

AUTO

Overlay Type

(6000,0040)

CS

固定値: "G"ALWAYS

AUTO

Overlay Origin(6000,0050)

SS

表示エリアの左上の点

ALWAYS

AUTO

Overlay Bits Allocated(6000,0100)

US

固定値: 1

ALWAYS

AUTO

Overlay Bits Position(6000,0102)

US固定値: 0

ALWAYS

AUTO

Overlay Data

(6000,3000)

OW

解析結果を示すビットマップの

ALWAYS

AUTO

ピクセルデータ

8.1.2. Usage of Attributes From Received IODs
EIRLが受信した画像を解析する際に、以下の属性が使われる。

Attribute Name

Tag

VR

Purpose / Notes

Mandatory

Transfer Syntax UID(0002,0010)

UI

ピクセル値読み込みのため

Yes

SOP Class UID(0008,0016)

UI

GSPSへコピーされる

Yes

Patient’s Name

(0010,0010)

PN

存在する場合、GSPSへコピーされるNo

27 / 28

エルピクセル株式会社

EIRL DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.9

Attribute Name

Tag

VR

Purpose / Notes

Mandatory

Patient ID(0010,0020)

LO

存在する場合、GSPSへコピーされるNo

Patient’s Birth Date

(0010,0030)

DA

存在する場合、GSPSへコピーされるNo

Patient Sex(0010,0040)

CS

存在する場合、GSPSへコピーされる

No

Study Instance UID(0020,000D)UIGSPSへコピーされる

Yes

Series Instance UID(0020,000E)

UI

シリーズ選択のため

Yes

Series Description(0008,103E)

LO

シリーズ選択のためNo

Study Date

(0008,0020)

DA

存在する場合、GSPSへコピーされる

No

Study Time

(0008,0030)

TM

存在する場合、GSPSへコピーされる

No

Referring Physician’s Name

(0008,0090)

PN

存在する場合、GSPSへコピーされる

No

Study ID

(0020,0010)

SH

存在する場合、GSPSへコピーされる

No

Accession Number(0008,0050)

SH

存在する場合、GSPSへコピーされる

No

Study Description(0008,1030)LO存在する場合、GSPSへコピーされる

No

Manufacturer(0008,0070)

LO

存在する場合、GSPSへコピーされる

No

Image Type

(0008,0008)

CS

存在しないや"ORIGINAL"でないと、画像が無

No

視される
Modality(0008,0060)

UI

存在しないや"MR"/"CT"/"CR"/"DX"でないと、

No

画像が無視される
Manufacturer’s Model Name

(0008,1090)LO存在する場合、GSPSへコピーされるNo

Software Versions(0018,1020)

LO存在する場合、GSPSへコピーされるNo

Pixel Spacing(0028,0030)

DS

ボリューム再構築のため

Yes

Rescale Intercept(0028,1052)

DS

CTボリューム再構築のため

No

Rescale Slope(0028,1053)

DS

CTボリューム再構築のため

No

Rescale Type(0028,1054)

DS

CTボリューム再構築のため

No

Slice Location(0020,1041)

DS

ボリューム再構築のため

Yes

Image Position Patient(0020,0032)

DS

ボリューム再構築のため

Yes

Rows

(0028,0010)

US

GSPS作成のため

Yes

Columns(0028,0011)

US

GSPS作成のため

Yes

Pixel Data

(0028,7FE0)

OB

ボリューム再構築のため

Yes

8.2. Data Dictionary of Private Attributes
8.2.1. Private Group LPIXEL 003"LPIXEL 003"はImage Information Entityへの追加情報です。

Attribute Name

Tag

VR

VM

Notes

Private Creator(0021,00xx)

LO

1"LPIXEL 003"

Number of Detections(0021,xx01)

IS1

脳動脈瘤、肺結節のみ

28 / 28

エルピクセル株式会社