ピュアフィット SIB
滑らかな内面を実現できるシステム

流体への影響が少ない移送を可能にする
シームレスな流路

滑らかな内面を実現できるシステム
特徴・利点

流体への影響が少ない移送を可能にするシームレスな流路
ピュアフィット SIB は、チューブとフィッティング間のシームレスで滑らかな流路を形成できるホース -バーブコネクタです。ピュアフィット SIB は、従来のアセンブリシステムにおいて発生する懸念があった流路内の滞留およびリークのリスクを低減します。独自の設計により、細菌増殖の原因となる流体の乱流または滞留を起こす可能性がある空隙またはデッドスペースの形成を防いでいます。

• 滑らかな内面•

従来のフィッティングシステムで発生する滞留およびリークのリスクの低減•

フィッティングシステム全体に沿い360°全周で加圧• 接合面または流路において余分な空隙がありません

流体を良好な状態に保ちます
ピュアフィット SIB は、動物由来成分を含有しないポリプロピレン (PP) およびポリフッ化ビニリ
デン (PVDF) から成る製品で、シームレスで滑らかな流路の形成が可能です。サンゴバン社製サニテック、C-フレックスおよびファーメドチューブもご利用いただけます。

• 特許取得の BarbLock リテイナー機構を採用しています•

サンゴバン社製サニテック、C-フレックス、ファーメドチューブと互換性があります• PP 製はガンマ線照射ができます

接続箇所におけるリークのリスクの低減• PVDF 製はオートクレーブ処理およびガンピュアフィット SIB フィッティングは、360°全周での加圧によりリークを防ぐピュアフィットおよ

マ線照射ができます• すべての材料は動物由来成分およびBPAをびバーブロックリテイナーと完全な互換性があります。

含有しません• クリーンルームで製造および包装されます

生体適合性
ピュアフィット SIB フィッティングシステムは、USP クラス VI および ISO の基準を満たしています。

• USP クラス VI に適合• バリデーション情報の提供

典型的な用途• バイオ医薬品の製造• 培地への水分供給• 濾過• 細胞の培養/回収• サンプル採取• 川下工程における作業
ピュアフィット SIBフィッティング
バーブロックスリーブバーブロックコレット

360°加圧
滑らかな内面サンゴバン社製フレキシブルチューブ

トリクランプシリーズ
品番

推奨最大使用圧力 MPa

ポリプロピレン

PVDF

タイプ

内径 mm (inch)@22.2℃@93.3℃PFLS250PPAFPFLS250PVDF

トリクランプ

6.4 (1/4)

1.720.69

PFLS375PPAFPFLS375PVDF

トリクランプ

9.5 (3/8)

1.720.69

PFLS500PPAFPFLS500PVDF

トリクランプ12.7 (1/2)

1.720.69

PFLS750PPAFPFLS750PVDF

トリクランプ19.1 (3/4)

1.720.69

ポリプロピレン

PVDF

タイプ

内径 mm (inch)@22.2℃@93.3℃

PFMS125PPAFPFMS125PVDF

ミニ

3.2 (1/8)

1.720.69

PFMS250PPAFPFMS250PVDF

ミニ

6.4 (1/4)

1.720.69

PFMS375PPAFPFMS375PVDF

ミニ

9.5 (3/8)

1.720.69

PFMS500PPAFPFMS500PVDF

ミニ

12.7 (1/2)

1.720.69

PFMS625PPAFPFMS625PVDF

ミニ

15.9 (5/8)

1.720.69

ミニシリーズ

品番

推奨最大使用圧力 MPa

コネクタシリーズ
品番

推奨最大使用圧力 MPa

ポリプロピレン

PVDF

タイプ

内径 mm (inch)@22.2℃@93.3℃

PFC125PPAFPFC125PVDF

コネクタ

3.2 (1/8)

1.72

0.69

PFC187PPAFPFC187PVDF

コネクタ

4.8 (3/16)

1.72

0.69

PFC250PPAFPFC250PVDF

コネクタ

6.4 (1/4)

1.720.69

PFC312PPAFPFC312PVDF

コネクタ

8.0 (5/16)

1.720.69

PFC375PPAFPFC375PVDFコネクタ

9.5 (3/8)

1.720.69

PFC500PPAFPFC500PVDF

コネクタ

12.7 (1/2)

1.720.69

タイプ

内径 mm (inch)@22.2℃@93.3℃

PFR062X125PPAF PFR062X125PVDF

レデューサー

1.6 x 3.2 (1/16 x 1/8)

1.72

0.69

PFR062X250PPAF PFR062X250PVDF

レデューサー

1.6 x 6.4 (1/16 x 1/4)

1.72

0.69

PFR125X187PPAFPFR125X187PVDF

レデューサー

3.2 x 4.8 (1/8 x 3/16)

1.720.69

PFR125X250PPAF PFR125X250PVDF

レデューサー

3.2 x 6.4 (1/8 x 1/4)

1.720.69

PFR187X312PPAFPFR187X312PVDF

レデューサー

4.8 x 8.0 (3/16 x 5/16)

1.72

0.69

PFR187X375PPAF PFR187X375PVDF

レデューサー

4.8 x 9.5 (3/16 x 3/8)

1.72

0.69

PFR250X375PPAF PFR250X375PVDF

レデューサー

6.4 x 9.5 (1/4 x 3/8)

1.72

0.69

PFR250X500PPAF PFR250X500PVDF

レデューサー

6.4 x 12.7 (1/4 x 1/2)

1.72

0.69

PFR375X500PPAF PFR375X500PVDF

レデューサー

9.5 x 12.7 (3/8 x 1/2)

1.72

0.69

レデューサーシリーズ
品番

ポリプロピレン

PVDF

推奨最大使用圧力 MPa

注) 表に記載のデータは特定の条件下で得られた測定値であり、保証するものではございません。

ピュアフィット SIB 材質、タイプ、サイズおよび推奨最大使用圧力

Yコネクタシリーズ
品番

推奨最大使用圧力 MPa

ポリプロピレン

PVDF

タイプ

内径 mm (inch)@22.2℃@93.3℃

PFY125PPAFPFY125PVDF

Yコネクタ

3.2 (1/8)

1.720.69

PFY250PPAFPFY250PVDF

Yコネクタ

6.4 (1/4)

1.720.69

PFY312PPAFPFY312PVDF

Yコネクタ

8.0 (5/16)

1.720.69

PFY375PPAFPFY375PVDF

Yコネクタ

9.5 (3/8)

1.720.69

PFY500PPAFPFY500PVDF

Yコネクタ

12.7 (1/2)

1.720.69

Tコネクタシリーズ
品番

推奨最大使用圧力 MPa

ポリプロピレン

PVDF

タイプ

内径 mm (inch)@22.2℃@93.3℃

PFT125PPAFPFT125PVDF

Tコネクタ

3.2 (1/8)

1.720.69

PFT187PPAFPFT187PVDF

Tコネクタ

4.8 (3/16)

1.720.69

PFT250PPAF

PFT250PVDF

Tコネクタ

6.4 (1/4)

1.720.69

PFT312PPAFPFT312PVDF

Tコネクタ

8.0 (5/16)

1.720.69

PFT375PPAFPFT375PVDF

Tコネクタ

9.5 (3/8)

1.720.69

PFT500PPAFPFT500PVDF

Tコネクタ

12.7 (1/2)

1.720.69

PFT750PPAF

PFT750PVDF

Tコネクタ

19.1 (3/4)

1.720.69

十字コネクタシリーズ
品番

推奨最大使用圧力 MPa

ポリプロピレン

PVDF

タイプ

内径 mm (inch)@22.2℃@93.3℃

PFX125PPAFPFX125PVDF

十字コネクタ3.2 (1/8)

1.720.69

PFX187PPAFPFX187PVDF

十字コネクタ4.8 (3/16)

1.720.69

PFX250PPAFPFX250PVDF

十字コネクタ6.4 (1/4)

1.720.69

PFX375PPAFPFX375PVDF

十字コネクタ9.5 (3/8)

1.720.69

PFX500PPAFPFX500PVDF

十字コネクタ12.7 (1/2)

1.720.69

Lコネクタシリーズ
品番

推奨最大使用圧力 MPa

ポリプロピレンPVDFタイプ

内径 mm (inch)@22.2℃@93.3℃

PFE250PPAFPFE250PVDF

Lコネクタ

6.4 (1/4)

1.720.69

PFE375PPAFPFE375PVDF

Lコネクタ

9.5 (3/8)

1.720.69

PFE500PPAFPFE500PVDF

Lコネクタ

12.7 (1/2)

1.720.69

注) 表に記載のデータは特定の条件下で得られた測定値であり、保証するものではございません。

リテイナーシリーズ
品番

推奨最大使用圧力 MPa

ポリプロピレン

PVDF

タイプ

内径 mm (inch)@22.2℃@93.3℃

PF135062PPAF-AL

PF135062PVDF-AL

リテイナー

1.6 (1/16)

1.720.69

PF135125PPAF-AL

PF135125PVDF-AL

リテイナー

3.2 (1/8)

1.720.69

PF135187PPAF-AL

PF135187PVDF-AL

リテイナー

4.8 (3/16)

1.72

0.69

PF135250PPAFPF135250PVDF

リテイナー

6.4 (1/4)

1.720.69

PF135312PPAF-AL

PF135312PVDF-AL

リテイナー

8.0 (5/16)

1.720.69

PF135375PPAFPF135375PVDF

リテイナー

9.5 (3/8)

1.720.69

PF135500PPAFPF135500PVDF

リテイナー

12.7 (1/2)

1.720.69

PF135750PPAF-AL

PF135750PVDF-AL

リテイナー

19.1 (3/4)

1.720.69

一般物性

ポリプロピレン

PVDF

引張強度 MPa
ASTM D638-91

項目31.043.3

弾性係数 MPa
ASTM D790-92

966

2,000

硬度 (ショアD)
ASTM D2240-91

857881130

荷重たわみ温度、ASTM D648-82℃ @0.46MPa℃ @1.82MPa‒105

吸水率 %、ASTM D570-81

0.010.03

推奨最大使用温度 ℃93135

注) 表に記載のデータは特定の条件下で得られた測定値であり、保証するものではございません。
ピュアフィット SIBを生体に埋植する用途に使用することはできませんピュアフィット SIB

滑らかな内面を実現できるシステム
流体への影響が少ない移送を可能にするシームレスな流路

サンゴバン株式会社 機能樹脂事業部
ライフサイエンス カスタマーサービス〒391-0106 長野県諏訪郡原村10801-5
TEL: 050-8882-6342

FAX: 0266-70-1002

E-mail: ls-japan@saint-gobain.com

重要： Saint-Gobain Performance Plastics が供給する製品に対し、お客様が意図される用途への適切性と安全性はお客様ご自身でご確認はください。またすべての用途において使用するすべての材料に対する法的要求事項への適合性につきましても、お客様の責任の下でご確認いただきますようお願いいたします。Saint-Gobain Performance Plasticsは、設計上、製造上などあらゆる用途において、製品の誤った使用により生じた不具合については、一切の責任を負いません。
Saint-Gobain Performance Plasticsは、商品性および特定目的への適合性についていかなる黙示保証もいたしません。
警告： Saint-Gobain Performance Plasticsのチューブ製品は、埋入医療機器への使用に対する FDAの認証を受けておりません。
また体内に永久的に埋め込む、あるいは体液や体内組織に永久的に接触するといった医療用途向けには設計されておらず、これらの用途に使用することも意図しておりません。本警告に反してこれらの用途に使用した場合、重篤な健康障害を引き起こしたり、最悪の場合死亡に至ることもありますので、くれぐれもご注意ください。
製品は医療機器ではございません。医療用途における体液、血液移送などにもご使用いただけません。
原文は英語であり、忠実に邦訳化していますが相違のある場合は英文カタログが優先されるものとします。
製品の仕様、梱包、その他ここに記載されている事項についてはお客様へ事前の断りなく変更することがあります。
FLS-5055B-PDF-1214-SGCS-JP-3