取扱説明書
INSTRUCTION MANUAL

保護用フィンガーガード / protective fingerguard
キャップ / Cap

デジタルクランプメーター
DIGITAL CLAMP METER

KEW2200
電流ｾﾝｻ
Current Sensor

ﾊﾞﾘｱ
Barrier

ﾄﾘｶﾞｰ
Trigger

保護用フィンガーガード / protective fingerguard
操作中の感電事故を防ぐため、最低限必要な沿面及び
空間距離を確保するための目印です。
It is a part providing protection against electricalshock and ensuring the minimum required air andcreepage distances.
キャップ：キャップを着脱することでCAT II とCAT III
及びCAT IV環境下での測定に対応します。
測定場所にあった正しい方法でご使用ください。
測定コードと本体の測定カテゴリが違っている場合は低い方の測定カテゴリが優先されます。
Cap：Test leads can be used under the CAT.II and
III environments by attaching a Protective cap as
illustrated below. Use of our Protective cap offers
different lengths suitable for the test environments.
When the instrument and the test lead are
combined and used together, whichever lower
category either of them belongs to will be applied.

# 警告
本製品を使用する前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで理解してください。

# WARNING

ﾃﾞｰﾀﾎｰﾙﾄﾞｷｰ
Data Hold Key

ﾌｧﾝｸｼｮﾝｽｲｯﾁ

ﾓｰﾄﾞｷｰ

Function Switch

Mode Key

Read through and understand the
instructions contained in this manual
before using the instrument.

アフターサービス
LCD●修理・校正を依頼されるにはお買い上げいただいた販売店または弊社サービ
スセンター修理グループにお送りください。
●製品のご使用に関するお問い合わせは弊社お客様相談室にご連絡ください。
●校正周期について
本製品を正しくご使用いただくため、定期的（推奨校正周期１年）に校正することをおすすめいたします。
●補修用部品の保有期間
本製品の機能・性能を維持するために必要な補修部品を製造打ち切り後、５年間を目安に保有しています。
ご使用に関するお問い合わせはｽﾅｯﾌﾟﾊﾞﾝﾄﾞ
Snap Band

V/Ω 端子V/Ω Terminal
COM 端子COM Terminal

共立電気計器

電話受付時間

お客様相談室9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00（土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く）

0120-62-1172※折り返しお電話させていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。
※フリーコールをご利用いただけない場合は、最寄りの弊社営業所へおかけください。

修理・校正に関するお問い合わせは共立電気計器 サービスセンター〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸４８０

0894-62-1172
10-22

92-2063F

開放電圧 / Open-loop voltage：<3.4V (400Ω / Cont Range)：0.7V typ (4kΩ Range)：0.47V typ (40k - 40MΩ Range)
入力保護電圧 / Input protective voltage：AC/DC600V 10秒間 / 10 sec●動作方式 / Measuring method
2重積分方式 / Dual integration●入力オーバー表示 / Over-range indication OL●測定周期 / Measurement cycle
毎秒2.5回 / 2.5 times per second●適応規格 / Applicable Standards
IEC/EN 61010-1/ 61010-2-032/ 61010-031/61010-2-033
汚染度2 / Pollution degree 2
屋内使用 / Indoor use
高度2000m以下 / Altitude up to 2000m
電流測定部 / Current measurement section
CAT.III 600V
電圧測定部 / Voltage measurement section
CAT.II 600V / CAT.III 300V
EN61326 (EMC)
RF電磁界3V/mにおいて確度の5倍以内
In the radio-frequency electromagnetic fieldof 3V/m, accuracy is within five times the
rated accuracy.
●環境規格 / Environmental standards
欧州RoHS指令適合
EU RoHS directive compliant●耐電圧 / Withstand voltage
AC5320Vrms 5秒間 電流センサと外装間
AC3540Vrms 5秒間 電気回路と外装間
AC5320Vrms 5sec between Current sensor
and enclosure
AC3540Vrms 5sec between circuit and enclosure●絶縁抵抗 / Insulation resistance>100MΩ /1000V 電気回路と外装間
between enclosure and electrical circuit●動作温湿度範囲
0～40°C 相対湿度85%以下（結露しないこと）
Operating Temperature and humidity range
0 to 40°C 85%RH or less (no condensation)●保存温湿度範囲-20～60°C 相対湿度85%以下（結露しないこと）
Storage Temperature and humidity range-20 to 60°C 85%RH or less (no condensation)●電源 / Power source
DC3V：単4形乾電池×2 / R03/LR03 (AAA) ×2●消費電流 / Current consumption< 3mA●連続使用時間 / Battery life
約350時間（ACA、連続、無負荷）/ Approx. 350 hours (ACA, continuous, no load)●外形寸法、質量 / Dimension, Weight
190(L)×68(W)×20(D)mmapprox. 120g（電池含 / including batteries）●付属品 / Accessories
測定コード/ Test leads Model 7107A 1set
電池 / Battery R03(AAA)
2pcs
取扱説明書 / Instruction manual
1pce
携帯ケース / Carrying case Model 9160 1pce

■ホームページのご案内
www.kew-ltd.co.jp●新製品情報 ●取扱説明書／ソフトウェア／
単品カタログのダウンロード●販売終了製品情報
この説明書に記載されている事項を断り無く変更する事がありますのでご了承ください。
本製品には保証書が添付されておりますので、保証期間中の故障については保証規定をお読みになり
ご利用ください。

保

証

書

年

月

日）より１年間共立製品をお買い上げいただきありがとうございます。保証期間内に正常なご使用状態で万一故障が生じた場合は、保証規定により無償修理をさせていただきます。本書を添付の上ご依頼ください。

●データホールド / Data Hold
ホールドキーを押すと測定値が保持されます。
解除は再度ホールドキーを押します。
Press the Data Hold Key to freeze the reading.
Press the Data Hold Key again to release thefreezing display.
LCD上に“/ indicated“”表示”on LCD●電池電圧低下表示 / Low battery indication
2.3±0.15V 以下でLCD上に“” 表示indicated “” on LCD at 2.3±0.15V or less

3. ACA 測定 / Measurement# 危険 / DANGER

測定を行うときは、必ず測定コードを本体から外してください。
Never measure current while the test leads areinserted into the V/Ω and/or COM Terminals.
● 測定の際は指先等が、バリアを越えることのない
よう充分注意してください。
● Keep your fingers behind the barrier during
a measurement.
トリガーを押して電流センサ先端を開き被測定導体（最大φ33mm）が電流センサの中心になるようにクランプしてください。
Press the trigger to open the Current Sensor
and clamp the one conductor (Dia. 33mm max.)under test.
正
Correct

レンジ / Range

確度 / Accuracy

40A

0.00, 0.03-41.99A

400A

32.0-419.9A±1.4 %rdg±6dgt(50/60Hz)±1.6 %rdg±6dgt(45-65Hz)

入力保護電流 / Input protective current ：AC1200A
ACV（オートレンジ / Auto Range）
レンジ / Range

確度 / Accuracy

4V

0.000, 0.005-4.199V

40V

3.20-41.99V±1.8 %rdg±7dgt(45-65Hz)±2.3 %rdg±8dgt(65-500Hz)

400V

32.0-419.9V

600V

320-629V

ご住所 〒DCV（オートレンジ / Auto Range）
レンジ / Range

確度 / Accuracy

400mV ±0.0-±419.9mV

TEL◎本保証書に製造番号、ご購入日、およびお名前、ご連絡先をご記入の上、大切に保管してください。
◎本保証書の再発行はいたしません。
◎本保証書は日本国内でのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
保証規定
保証期間内に生じました故障は無償で修理いたします。
但し、下記事項に該当する場合は対象から除外させていただきます。
1. 取扱説明書と異なる不適切な取扱い、または使用方法が原因で発生した故障。
2. お買い上げ後の持ち運びや輸送の間に、落下させるなど異常な衝撃が加わって生じた故障。
3. 弊社サービス担当者以外による改造、修理が原因で生じた故障。
4. 火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因で生じた故障。
5. 傷など外観上の変化。
6. その他弊社の責任と見なされない故障。
7. 電池など消耗品の交換、補充。
8. 保証書のご提出がない場合。

注記 / NOTE

確度保証は電流センサの中心（Aゾーン）で測定したときが対象です。Bゾーンでは確度に4%を追加します。Cゾーンの測定値は参考値（確度保証外）です。
Measurement accuracy is guaranteed when themeasured object is placed at the center (zone A)of the Current Sensor. In zone B, 4% of tolerance
should be added to the specified accuracy. In
zone C, measured values should be considered
as reference values (Accuracy is not guaranteed).

C

中心（Aゾーン）

B

B

Center (zone A)A●スリープ機能 / Sleep Function
スイッチ/キー操作後約10分でスリープ状態。
データホールドキーを押しながら電源ONでスリープ機能解除（LCDに""が2秒間表示）。
Automatically powered off in about 10min after.
To disable the sleep function, power the
instrument on with the Data Hold Key pressed.
(indicated "" for about 2 seconds on LCD)ACA（オートレンジ / Auto Range）

お名前

修理・校正を依頼される場合は事前に電池の消耗、ヒューズや測定コードの断線を確認してから輸送中に損傷しないように十分梱包した上で
弊社サービスセンターまでお送りください。

2. その他の機能 / Other Function

確度保証 / Accuracy guaranteed
レンジの100%以下 / 100% or less of range
温度 / Temperature 23 ± 5°C
湿度 / Humidity 45 - 75%

1000A 320-1049A

KEW2200 製造番号
保証期間 ご購入日（

JAPANESE / ENGLISH
1. 仕様 / Specification

4V±0.320-±4.199V

40V±3.20-±41.99V

400V±32.0-±419.9V

600V±320-±629V*1±1.0%rdg±3dgt*1 : 確度保証外 / Accuracy is not guaranteed
ACV/DCV入力インピーダンス / input impedance：>100MΩ (400mV Range)：11MΩ (4V Range)：10MΩ (40/400/600V Range)
抵抗 / Resistance（オートレンジ/ Auto Range）
導通 / Continuity
レンジ / Range

確度 / Accuracy400Ω 0.0-419.9Ω
4kΩ

0.320-4.199 kΩ

40kΩ

3.20-41.99 kΩ±2.0%rdg±4dgt400kΩ 32.0-419.9 kΩ
0.320-4.199 MΩ±4.0%rdg±4dgt

40MΩ 3.20-41.99 MΩ±8.0%rdg±4dgt

導通
Cont.

ブザーしきい値 /Bz threshold value
50±30Ω

4MΩ

0.0-419.9Ω

注記 / NOTE

D C V 測 定 に お いて、測 定コードを 逆 接 続 すると、LCD上に“－”が表示されます。
If the connection is reversed, the LCD indicatesthe “－”mark (DCV measurement).

5. 抵抗（導通）測定
Resistance(Continuity ) Measurement# 警告 / WARNING

測定の前には、本体に電圧が印加されないよう被測定物（回路）の電源を切ってください。
Never use the instrument on an energizedcircuit.

C

4. ACV/DCV 測定 / Measurement# 危険 / DANGER

600V以上の電位回路では、絶対に測定しないでください。
Never make measurement on a circuit inwhich voltage over 600V exists.
● 測定の際は指先等が、保護用フィンガーガー
ドを越えることのないよう充分注意してください。
● Keep your fingers behind the protective
fingerguard during a measurement.

測定コード黒測定コード赤Black test lead

Red test lead

ACV

測定コード

測定コード

Test lead

Test lead

導通
Continuity

抵抗
Resistance

LCD

押す / Press

DCV

誤Incorrect♪
50±30Ω 以下でブザーオン。
Beep less than 50±30Ω.

注記 / NOTE

黒(-)
Black(-)

赤(+)
Red(+)

測定コードがオープン状態では”OL”を表示します。
LCD indicates ”OL” when the test leads are
open.

JAPANESE
6. 使用上の注意（安全に関する注意）
本製品はIEC61010 電子測定装置に関する安全規格に準拠して設計・製造の上、検査合格した最良の状態で出荷されています。この取扱説明書には使用される方の危険を避けるための事項および本製品を損傷させずに長期間良好な状態で使用していただくための事柄が書かれていますので、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

# 警告●本製品を使用する前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで理解してください。
●この取扱説明書は、手近な所に大切に保管し、必要なときにいつでも取り出せるようにしてください。
●製品本来の使用方法および取扱説明書で指定した使用方法を守ってください。
●本書の安全に関する指示に対しては、指示内容を理解の上、必ず守ってください。
●指定した操作方法および条件以外で使用した場
合、本製品の保護機能が正常に動作せず、本製品を破損したり感電等の重大な事故を引き起こす可能性があります。
危険及び警告、注意事項に反した使用により生じた事故や損傷については、弊社としては責任と保証を負いかねます。
●本製品に表示の#マークは、安全に使用するため取扱説明書を読む必要性を表しています。尚この#マークには次の３種類がありますので、それぞれの内容に注意してお読みください。
# 危険：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性が高い内容を示しています。
# 警告：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。
# 注意：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
●本製品に表示されているマークについては以下のものがあります。それぞれの内容に注意して使用
してください。
# 取扱説明書を参照する必要があることを示します。
二重絶縁または強化絶縁で保護されている機器を示します。
隣接表示の測定カテゴリに対する回路－大地間電圧以下であれば活線状態の裸導線をクランプできる設計であることを示します。
交流(AC)を示します。
直流(DC)を示します。
 アース（大地）を示します。



本製品はWEEE指令（2002/96/EC）マーキング要求に準拠します。
（EU圏内のみ有効）測定カテゴリCAT Ⅱ （測定カテゴリⅡ）

コンセントに接続する電源コード付機器の１次側の電気回路

CAT Ⅲ （測定カテゴリⅢ）
直接配電盤から電気を取込む機器の１次側および分岐部からコンセントまでの電路
CAT Ⅳ （測定カテゴリⅣ）
引込み線から電力量計および１次過電流保護装置（配電盤）までの電路
本製品の電流測定部はCAT Ⅲ600V、電圧測定部はCAT Ⅲ 300V／CAT Ⅱ600Vで設計されています。
測定コード7107Aのキャップがある場合はCAT
Ⅳ600V／CAT Ⅲ1000V、キャップがない場合は
CAT Ⅱ1000Vで設計されています。

# 危険●本製品は600V以上の電位回路では、絶対に使用しないでください。
●引火性ガスがある場所で測定しないでくださ
い。火花が出て爆発事故を誘発する危険があります。
●本製品や手が濡れている状態では、測定しな
いでください。感電事故を起こす危険があります。
●測定の際には測定範囲を超える入力を加えないでください。
●測定中は、絶対にケースや電池蓋を開けないでください。
●被測定物やその周辺を触ると感電が想定される場所での測定には、絶縁保護具を着用してください。
●電流測定を行うときは、必ず測定コードを本体から外してください。
●本体のバリアと測定コードの保護用フィンガー
ガードは、測定対象に手や指先が触れないようにするためのものです。測定の際は、バリアおよび保護用フィンガーガードを超える事のないようにしてください。
● 本製品はCAT Ⅲに適合しています。CAT Ⅲを超えるカテゴリ（CAT Ⅳ等）に該当する場所では絶対に測定を行わないでください。

# 警告●本製品を使用しているうちに、本体や測定コードに亀裂が生じたり金属部分が露出したときは使用を中止してください。

ENGLISH
6. Safety Warnings

This instrument is subject to WEEE
Directive (2002/96/EC). Please contact
our dealer near you at disposal.

This instrument has been designed, manufactured
and tested according to IEC 61010: Safety
requirements for Electronic Measuring apparatus,and delivered in the best condition after passed
the inspection. This instruction manual contains
warnings and safet y rules which must be
observed by the user to ensure safe operationof the instrument and retain it in safe condition.
T herefo re, read t hr ough t he se o p e r at ing
instructions before using the instrument.

Measurement Category# WARNING● Read through and understand the
instructions contained in this manual before
using the instrument.
● Keep the manual at hand to enable quickreference whenever necessary.
● The instrument is to be used only in its
intended applications.
● Understand and follow all the safet y
instructions contained in the manual.
● It is essential that the above instructions areadhered to.
● Failure to follow the above instructions
may impair the protection provided by the
instrument and test leads, and may cause
injury, instrument damage and/or damage toequipment under test.
●Kyoritsu is by no means liable for any damage
resulting from the instrument in contradiction
to these cautionary notes.
The symbol # indicated on the instrument
means that the user must refer to the relatedparts in the manual for safe operation of the
instrument. It is essential to read the instructions
wherever the symbol # appears in the manual.
# DANGER is reserved for conditions andactions that are likely to cause serious or
fatal injury.
# WARNING is reserved for conditions andactions that can cause serious or fatal injury.
# CAUTION is reserved for conditions andactions that can cause injury or instrument
damage.
● Marks listed below are used on this instrument.
# User must refer to the manual.
with double or reinforced
 Instrument
insulation



Indicates that this instrument can clamp
on bare conductors when measuring a
voltage corresponding to the applicablemeasurement category, which is marked
next to this symbol.
ACDC
Ground (Earth)

CAT II

Primary electrical circuits of equipment connected
to an AC electrical outlet by a power cord.

CAT III

Primary electrical circuits of the equipment
connected directly to the distribution panel, andfeeders from the distribution panel to outlets.

CAT IVThe circuit from the service drop to the service
entrance, and to the power meter and primaryover current protection device(distribution panel).
Cu r r e n t m e a su r e m e n t s e c t i o n o f t h i s
instrument is designed for CAT III 600V and
Voltage measurement section is for CAT III
300V / CAT II 600V respectively.
Test leads 7107A with the Cap is designed for
CAT IV 600V / CAT III 1000V and without the
Cap is for CAT II 1000V.

# DANGER● Never make measurement on a circuit in which
voltage over AC/DC600V exists.
● Do not attempt to make measurement in thepresence of flammable gasses. Otherwise,
the use of the instrument may cause sparking,which can lead to an explosion.
● Never attempt to use the instrument if its
surface or your hand is wet.
● Do not exceed the maximum allowable input ofany measuring range.
● Never open the Bat ter y c over dur ing ameasurement.
● To avoid electrical shock by touching theequipment under test or its surroundings, besure to wear insulated protective gear.
● Never measure current while the test leads areinserted into the input terminals.
● Barriers on the instrument body and protective
fingerguard the test leads provide protection tokeep your fingers and hands from touching an
object under test.
Keep your fingers and hands behind the andprotective fingerguard during measurement.
● KEW2200 is a CAT III-rated instrument. Do notmake measurements under the circumstances
exc e e d i n g t h e d e s i g n e d m e a s u r e m e n t
category.

# WARNING● Never attempt to make measurement if any
abnormal conditions, such as broken caseand exposed metal parts are found on the
instrument or test leads.

●本製品の使用前あるいは指示結果に対する対策を取る前に、既知の電源で正常に動作することを確認してください。
●測定コードをCAT Ⅲ以上の環境で使用する場
合は、必ずキャップを奥までしっかりと取り付
けてください。
本体と測定コードで測定カテゴリおよび対地間電圧が異なる場合は、低いカテゴリ（電圧）が適用されます。
●測定物に測定コードを接続したままファンクションスイッチを切り換えないでください。
●本製品の分解、改造、代用部品の取り付けは行わないでください。修理・調整が必要な場合
は、当社または取扱店宛にお送りください。
●測定コード内部から金属部分または外装被覆と異なる色が露出した時は、直ちに使用を中止してください。

7. 電池の交換について# 警告●電池の電圧警告“”マーク（2.3±0.15V以下）が点灯したら正確な測定ができなくなります。
ただちに使 用を中止して電 池を交換してください。また、電池が完全になくなっている場合
は、LCD表示が消え“”マークも表示されませんので注意してください。
●本製品が濡れている状態では、電池交換を行
わないでください。
●電池交換のため電池蓋を開けるときは、測定コードを外し、ファンクションスイッチを“OFF”にしてください。

# 注意●本製品の使用は住宅・商業用および軽工業の環境に制限されます。付近に強い電磁干渉装置や大電流による大きな磁界がある場合は、正確な測定ができない場合があります。
●測定を始める前に、ファンクションスイッチを必要なレンジにセットしたことを確認してください。測定コードを使用するときは、プラグを根元まで端子に差し込んでください。
●本製品は防じん・防水構造となっていません。
ほこりの多い場所および水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。故障の原因となります。
●ACV（交流電圧）、DCV（直流電圧）レンジにおいて、測定コードがオープン状態の場合でも数値が表示されます。また、測定コードをショートしても、表示が0にならず数dgt表示されることがありますが、いずれも測定するうえで問題ありません。
●抵抗（導通）測定において、測定コードをショートしても、表示がゼロにならない場合がありますが、これは測定コードの抵抗によるもので、不良ではありません。また、高抵抗測定時や容量成分がある場合は測定値が変動することがあります。
●使 用 後 は 必ずファン クションスイッチを、“OFF”にしてください。また、長期間使用しない場合は、電池を外し保管してください。
●高温多湿、結露するような場所及び直射日光の当たる場所や車中に本製品を放置しないでください。
●クリーニングには、研磨剤や有機溶剤を使用しないで中性洗剤か水に浸した布を使用してください。

● Verify proper operation on a known source
before use or taking action as a result of theindication of the instrument.
● Firmly attach the Caps to the test leads
when performing measurements at CAT
III or higher test environment.
When KEW2200 and the test leads are
combined and used together, whicheveris lower categor y & voltage to earth
either of them belong to is applied.
● Do not rotate the Function Switch while thetest leads are being connected.
● Do not install substitute parts or make any
modification to the instrument. For repair orre-calibration, return the instrument to yourlocal distributor from where it was purchased.
● Stop using the test lead if the outer jacket isdamaged and the inner metal or color jacket
is exposed.

# 注意●電池は新しい物と古い物を混ぜて使用しないでください。
●電池の極性を間違えないよう、ケース内の刻印の向きに合わせて入れてください。
(1) ファンクションスイッチを“OFF”にします。
(2) 本器背面の下部に付いている電池蓋のネジをゆるめ電池蓋を外します。
(3) 新しい電池と交換してください。電池は単4形乾電池(R03/LR03)タイプ1.5V×2本です。
(4) 電池蓋を取り付け、ネジを締めてください。

● Do not try to replace the batteries if thesurface of the instrument is wet.
● Disconnect the test leads from the object
under test and power off the instrument
before opening the Battery Compartment
Cover for Battery replacement.

# CAUTION● Do not mix old and new batteries.
● Install batteries in correct polarity as
indicated in the Battery Compartment.
(1) Set the Function Switch to "OFF" position.
(2) Unscrew and remove the Battery Compartment
Cover on the bottom of the instrument.
(3) Replace the batteries observing correct polarity.
Use new two R03/LR03 (AAA) 1.5V batteries.
(4) Install the Battery Compartment and tighten thescrews.

# CAUTION● Use of this instrument is limited to domestic,
commercial and light industry applications.
If equipments generating strong
electromagnetic Inter ference or strong
magnetic fields due to large currents exist
nearly, malfunctions of the instrument may
be caused.
● Set the Function Switch to an appropriate
position before starting measurement.
● Firmly insert the test leads.
● The LCD shows some readings at the ACV
and the DCV ranges even while the test
leads are open. And, it may show some
digits instead of 0 when short-circuiting
the test leads. However, these phenomena
don’t affect measurement results.
● This instrument isn’t dust & water proofed.
Keep away from dust and water.
● Be sure to power off the instrument after use.
When the instrument will not be in use
for a long period, place it in storage after
removing the batteries.
● Do not expose the instrument to the direct
sun, high temperature and humidity or dewfall.
● Use a cloth dipped in water or neutral
detergent for cleaning the instrument. Do
not use abrasives or solvents.
● Keep your fingers and hands behind theprotective fingerguard during measurement.

7. Battery Replacement# WARNING● Replace the batteries when a Low Battery
Voltage warning "" mark(< 2.3±0.15V)
is indicated on the LCD. Otherwise, precise
measurement cannot be made. Note thatwhen the battery is completely exhausted, theLCD goes blank without showing "" mark.

DISTRIBUTOR

Kyoritsu reserves the rights to change
specifications or designs described in thismanual without notice and without obligations.