EIRL Viewer DICOM適合性宣言書
Document Information:
Software Version

1.7

Document ID

ILR-012-220

Revision01

Release date2021-11-13

AuthorShiyuki.Maeyama2021-11-05 00:07:10

Approved by:
Shiho Toyonori2021-11-13 05:14:50

Mayu Yokota

2021-11-12 13:51:39

Kenichiro Fukuda

2021-11-12 02:58:11

Antoine Choppin

2021-11-10 23:09:38

Tetsu Miyagawa

2021-11-09 06:49:22

1/1

EIRL Viewer DICOM適合性宣言書

Software Version 1.7
ILR-012-220 Revision 01
エルピクセル株式会社

EIRL Viewer DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.7

Chapter 1. CONFORMANCE STATEMENT OVERVIEW販売名:

EIRL Viewer

プログラムのバージョン:

1.7

サポートするネットワーク DICOM サービス(SOP)クラスの表は、以下の 3 つの種類のカテゴリに分割されて役割(利用者/提供者)とともに実現します。
• 転送• 問合せ／取得• プリント管理

SOP クラス

サービスのサービスの利用者(SCU)

提供者 (SCP)CT Image Storage

NoYes

MR Image Storage

NoYes

Computed Radiography Image Storage

NoYes

Digital X-Ray Image Storage - For Presentation

NoYes

Secondary Capture Image Storage

No

Yes

Grayscale Softcopy Presentation State Storage

NoYes

転送

問合せ／取得非該当
プリント管理非該当

サービスはSCU、SCP、あるいはオプションとして指定することができます。 各SOP クラスのUID値は次のように分類されます。

UID Value

UID Name

カテゴリ

1.2.840.10008.4.2Storage Service Class

転送

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2

CT Image Storage SOP Class

転送

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4

MR Image Storage SOP Class

転送

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1

Computed Radiography Image Storage

転送

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1

Digital X-Ray Image Storage - For Presentation

転送1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7

Secondary Capture Image Storage

転送

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1

Grayscale Softcopy Presentation State Storage SOP Class

転送

1 / 10

エルピクセル株式会社

EIRL Viewer DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.7

Chapter 2. TABLE OF CONTENTS
1. CONFORMANCE STATEMENT OVERVIEW
2. TABLE OF CONTENTS
3. INTRODUCTION
3.1. REVISION HISTORY
3.2. AUDIENCE
3.3. REMARKS
3.4. DEFINITIONS, TERMS AND ABBREVIATIONS
3.5. REFERENCES
4. NETWORKING
4.1. IMPLEMENTATION MODEL4.1.1. Application Data Flow Diagram
4.1.2. Functional definitions of AE’s
4.1.3. Sequencing of Real World Activities
4.2. AE SPECIFICATIONS
4.2.1. "EIRL Viewer" - Specification
4.3. NETWORK INTERFACES
4.3.1. Supported Communications Stacks (parts 8, 9)
4.3.2. TCP/IP Stacks
4.4. CONFIGURATION
5. MEDIA INTERCHANGE
6. SUPPORT OF CHARACTER SETS
7. SECURITY
8. ANNEXES
8.1. IOD Contents
8.1.1. Created SOP Instance(s)8.1.2. Usage of Attributes From Received IODs

2 / 10

エルピクセル株式会社

EIRL Viewer DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.7

Chapter 3. INTRODUCTION
3.1. REVISION HISTORY
版番号

制定・改訂日

改訂理由・内容等

00

2021/03/26

新規作成

3.2. AUDIENCE
本文書は、DICOM規格について基礎的な知識のある読者を対象とします。対象読者は以下の通りです：• 本製品（EIRL Viewer）を使用予定の顧客• PACSメーカのシステムインテグレータ• システム仕様について関心のあるマーケティング・営業スタッフ• DICOMインタフェースを実装するソフトウェア技術者

3.3. REMARKS
本文書は、NEMAの「医療におけるデジタル画像と通信」（DICOM 3.0）規格への適合宣言です。 本文書のみでEIRL Viewerと他システムとの接続を保証するものではありません。 運用前に必ず他システムとの接続確認を行って下さい。

3.4. DEFINITIONS, TERMS AND ABBREVIATIONS• AE 応用エンティティ（Application Entity）• CAD 診断支援システム (Computer Aided Diagnosis / Detection)• DICOM 医療におけるデジタル画像と通信（Digital Imaging and Communication in Medicine）• NEMA National Electrical Manufactures Association• PACS 医用画像保存通信システム（Picture Archiving and Communication System）• SCPサービスクラス提供者（Service Class Provider）• SCUサービスクラス利用者（Service Class User）• SOPサービスオブジェクト対（Service Object Pair）• UID 固有識別子（Unique Identifier）

3.5. REFERENCES
NEMA PS3 Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Standard Available free at http://medical.nema.org/

3 / 10

エルピクセル株式会社

EIRL Viewer DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.7

Chapter 4. NETWORKING
4.1. IMPLEMENTATION MODEL4.1.1. Application Data Flow Diagram

図 1. EIRL Viewer ネットワーキングデータフロー

4.1.2. Functional definitions of AE’s
(1) EIRL Viewer
EIRL Viewer AEは、保存サービスクラスの SCP として動作し、許可した Storage SCU AE からC-STORE-RQ を受け付け、種々の DICOM オブジェク
ト（画像、画像提示状態、キーオブジェクト）を受信して本装置内に登録・保存することが可能です。

4.1.3. Sequencing of Real World Activities
ユーザーがPACSから画像を EIRL Viewer AE に送信すると、画像が EIRL Viewer に保存され、閲覧可能になります。

4.2. AE SPECIFICATIONS
4.2.1. "EIRL Viewer" - Specification
4.2.1.1. SOP ClassEIRL Viewer AEは、表 1で列挙される SOP クラスへの標準適合性を提供します。
表 1. EIRL ViewerストレージSCU/SCPのSOPクラス
SOP Class NameSOP Class UID

SCU

SCP

CT Image Storage SOP Class

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2

NoYes

MR Image Storage

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4

NoYes

Computed Radiography Image Storage

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1

NoYes

Digital X-Ray Image Storage - For Presentation

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1

No

Yes

Secondary Capture Image Storage

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7

No

Yes

Grayscale Softcopy Presentation State Storage SOP Class

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1

No

Yes

4.2.1.2. Association Policies
4.2.1.2.1. General

EIRL Viewer AEは本装置が起動すると、本装置が起動したときにDICOM通信プロセスとして自動的に立ち上がり、受信待機状態となります。

4 / 10

エルピクセル株式会社

EIRL Viewer DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.7

表 2. DICOM 応用コンテキスト
DICOM応用コンテキスト名

1.2.840.10008.3.1.1.1

4.2.1.2.2. Number of Associations

複数のStorage SCU AEに対して同時にアソシエーションを確立することができます。同時アソシエーションの最大数は表 3に示します。ただし、最大数はコンピュータシステムのリソースによって制限される場合があります。
表 3. EIRL Viewer AE の受諾側アソシエーションの数
同時アソシエーションの最大数

1

表 4. EIRL Viewer AE の起動側アソシエーションの数
同時アソシエーションの最大数

1

4.2.1.2.3. Asynchronous Nature

EIRL Viewer AEは非同期通信を提供しません。

4.2.1.2.4. Implementation Identifying Information

EIRL Viewer AE は下記の実装識別情報を持ちます。
表 5. EIRL Viewer AE の DICOM 実装クラスとバージョン
Implementation Class UID

1.3.6.1.4.1.50633.1

Implementation Version Name

X.X.X.X

X.X.X.XはEIRL Viewerのソフトウェアバージョンです。

4.2.1.3. Association Initiation Policy
該当する記述はありません。

4.2.1.4. Association Acceptance Policy
4.2.1.4.1. Activity: 画像の表示

4.2.1.4.1.1. Description and Sequencing of Activities

EIRL Viewer AE は、Storage SCUからのみアソシエーションを受諾します。
CT/MR/CR/DX/SC画像をEIRL Viewer AEに送信することで、画像表示を実施することができます。

4.2.1.4.1.2. Accepted Presentation Contexts

表 6. EIRL Viewer AEの受信登録のための受諾可能なプレゼンテーションコンテキスト表
プレゼンテーションコンテキスト表
抽象構文
名前

転送構文
UID

名前役割

Class

折衝

UID

CT Image Storage SOP 1.2.840.10008.5.1.4.1.1 表 7を参照

拡張SCPNone.25 / 10

エルピクセル株式会社

EIRL Viewer DICOM適合性宣言書

MR Image Storage

1.2.840.10008.5.1.4.1.1 表 7を参照

Software Version: 1.7

SCP

None

SCP

None

SCP

None

SCP

None

SCP

None.4Computed

1.2.840.10008.5.1.4.1.1 表 7を参照

Radiography Image.1

Storage
Digital X-Ray Image

1.2.840.10008.5.1.4.1.1 表 7を参照

Storage - For.1.1

Presentation
Secondary Capture

1.2.840.10008.5.1.4.1.1 表 7を参照

Image Storage.7

Grayscale Softcopy

1.2.840.10008.5.1.4.1.1 表 7を参照

Presentation State.11.1

Storage SOP Class

表 7. EIRL Viewer AEの受信登録のための転送構文
名前UID

JPEG Lossless, Non-Hierarchical, First-Order Prediction (Process 14 [Selection Value 1]): Default

1.2.840.10008.1.2.4.70

Transfer Syntax for Lossless JPEG Image Compression
JPEG Baseline (Process 1): Default Transfer Syntax for Lossy JPEG 8 Bit Image Compression

1.2.840.10008.1.2.4.50

JPEG Extended (Process 2 & 4): Default Transfer Syntax for Lossy JPEG 12 Bit Image Compression

1.2.840.10008.1.2.4.51(Process 4 only)
Explicit VR Little Endian

1.2.840.10008.1.2.1

Implicit VR Little Endian

1.2.840.10008.1.2

Explicit VR Big Endian

1.2.840.10008.1.2.2

4.3. NETWORK INTERFACES
4.3.1. Supported Communications Stacks (parts 8, 9)
DICOM PS3.8 で定義される DICOM TCP/IP 用上位層プロトコルを提供する。

4.3.2. TCP/IP Stacks
Physical Network Interface
連携BOX

は、以下のネットワークインターフェース構成をサポートしている。推奨は、Ethernet

1000Base-TXとする。オプションとして100Base-TX を選ぶことができる。

1000Base-TX
100Base-TX

4.4. CONFIGURATION
該当する記述はありません。

6 / 10

エルピクセル株式会社

EIRL Viewer DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.7

Chapter 5. MEDIA INTERCHANGE
該当する記述はありません。

7 / 10

エルピクセル株式会社

EIRL Viewer DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.7

Chapter 6. SUPPORT OF CHARACTER SETS
次の拡張文字セットをサポートしている。
• ISO_IR 100

8 / 10

エルピクセル株式会社EIRL Viewer DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.7

Chapter 7. SECURITY
該当する記述はありません。

9 / 10

エルピクセル株式会社

EIRL Viewer DICOM適合性宣言書

Software Version: 1.7

Chapter 8. ANNEXES
8.1. IOD Contents
8.1.1. Created SOP Instance(s)該当する記述はありません。

8.1.2. Usage of Attributes From Received IODs
EIRL Viewerが受信した画像を表示する際に、以下の属性が使われる。

Attribute Name

Tag

VR

Purpose / Notes

Mandatory

SOP Instance UID(0008,0018)

UI

DBに保存される

Yes

Patient’s Name

(0010,0010)

PN

DBに保存される

No

Patient ID(0010,0020)

LO

DBに保存される

No

Patient’s Birth Date

(0010,0030)

DA

DBに保存される

No

Patient’s Age(0010,1010)

AS

DBに保存される

No

Patient Sex(0010,0040)

CS

DBに保存される

No

Study Instance UID(0020,000D)

UI

DBに保存される

Yes

Study Description(0008,1030)

LO

DBに保存される

No

Study Date

(0008,0020)

DA

DBに保存される

No

Accession Number(0008,0050)

SH

DBに保存される

No

Series Instance UID(0020,000E)

UI

DBに保存される

Yes

Series Description(0008,103E)

LO

DBに保存される

No

Series Number(0020,0011)

IS

DBに保存される

No

Modality(0008,0060)

UI

DBに保存される

No

Body Part Examined(0018,0015)

CS

DBに保存される

No

Institution Name

(0008,0080)

LO

DBに保存されるNo

Instance Number(0020,0013)

IS

DBに保存される

No

Slice Location(0020,1041)

DS

DBに保存される

Yes

Pixel Spacing(0028,0030)

DS

DBに保存される

Yes

Slice Thickness(0018,0050)

DS

DBに保存される

Yes

Acquisition Number(0020,0012)

IS

DBに保存される

No

Acquisition Date(0008,0022)

DA

DBに保存される

No

Acquisition Time(0008,0032)

TM

DBに保存される

No

Image Position Patient(0020,0032)

DS

画像表示のためYes

Rows(0028,0010)

US

DBに保存される

Yes

Columns(0028,0011)

US

DBに保存される

Yes

Pixel Data(0028,7FE0)

OB

DBに保存される

Yes

10 / 10

エルピクセル株式会社