スペックシート
デジタル指示比抵抗計
AER-102- SE・48×96mm 角，パネルマウントタイプ
・防滴・防塵構造「IP66 対応」(前面パネル)
・電源電圧 24VAC/DC に対応 (指定仕様)
・リレー接点「4 点」付 (オプション)
・通信(RS-485)を介して，各種設定・校正操作が可能 (オプション)
・伝送出力 2 点(オプション)
製品名型名

デジタル指示比抵抗計
AER - 1 0
入力点数

22-SE

,

2点
2 極式比抵抗センサ (温度素子 Pt100) (*1)
入 力
SE
2 極式比抵抗センサ (温度素子 Pt1000) (*1)
100～240 V AC (標準)
電源電圧
124 V AC/DC (*2)
C5
シリアル通信 RS-485
オプション
EVT3
EVT3, EVT4 出力 (接点出力 3, 4)TA2
伝送出力 2 点 (*3)(*1) : 入力の温度仕様は，ご注文時に指定された仕様です。
(*2) : 電源電圧は 100～240 V AC が標準です。
24 V AC/DC をご注文の場合のみ，入力記号の後に[1]を記述しています。
(*3) : 伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合，EVT1 は付加されません。
測定範囲
入 力

繰り返し性
直線性
指示精度
セル定数補正係数
温度校正
接点出力

伝送出力 1

目盛範囲
分解能0.000～0.200 MΩ・cm0.001 MΩ・cm0.00～2.00 MΩ・cm0.01 MΩ・cm0.00～20.00 MΩ・cm0.01 MΩ・cm0.0～100.0 MΩ・cm0.1 MΩ・cm
導電率
比抵抗
セル定数 0.01/cm0.00～2.00 kΩ・m0.01 kΩ・m0.0～20.0 kΩ・m0.1 kΩ・m0.0～200.0 kΩ・m0.1 kΩ・m0～1000 kΩ・m1 kΩ・m
温 度 (*) Pt100 または Pt1000
0.0～100.00.1(*): 温度入力の表示において小数点位置選択可能
測定レンジスパンの±0.5 %
測定レンジスパンの±0.5 %温 度: ±10.001～5.000
校正範囲: -10.0～10.0
リレー接点 : 1a (シリアル通信では状態フラグでのビット情報あり)
制御容量: 3 A 250 V AC (抵抗負荷) 1 A 250 V AC (誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命 : 10 万回: P 動作，ON/OFF 動作
出力動作
比抵抗，温度，MV の何れかを入力サンプリング毎にアナログ量に変換し電流で出力する。
(工場出荷時: 比抵抗)
伝送出力 1 上限値と伝送出力 1 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 1 は 4 mA DC 固定となる｡
伝送出力量をバーグラフ表示可能。
分解能: 12000
電 流: 4～20 mA DC (負荷抵抗 最大 550 Ω): 伝送出力 1 スパンの±0.3 %以内
出力精度自己診断機能
温度補償範囲
周囲温度
周囲湿度
電 源
構 造
保護構造
適合規格
外形寸法
質 量
シリアル通信[オプション: C5]

EVT3, EVT4 出力(接点出力 3, 4)[オプション: EVT3]
伝送出力 2[オプション: TA2]

ウォッチドッグタイマで CPU を監視し異常時は計器を初期状態にする｡
0.0～100.00～50
35～85 %RH（ただし，結露しないこと）
AER-102-SE: 100～240 V AC 50/60 Hz
許容変動範囲: 85～264 V AC
AER-102-SE 1 : 24 V AC/DC 50/60 Hz
許容変動範囲: 20～28 V AC/DC
制御盤埋込方式 (適合パネル厚み 1～8 mm) ケース: 難燃性樹脂 色: 黒
パネル: メンブレンシート 防滴・防塵構造: 前面部 IP66
過電圧カテゴリ ，汚染度 2(IEC61010-1)
RoHS 指令対応
W48×H96×D110 mm ケース奥行: 98.5 mm(パネルマウント時)
約 280 g
外部コンピュータから次の操作を行う。
(1) 各種設定値の読み取りおよび設定。
(2) 比抵抗，温度，状態の読み取り。
(3) 機能の変更，調整。
(4) ユーザ保存領域の読み取りおよび設定
1.2 km(最大) ケーブル抵抗値 50 Ω 以内
ケーブル長
(終端抵抗：無しまたは両側に 120 Ω 以上)
通信回線
EIA RS-485 準拠
通信方式
半二重通信
通信速度
9600, 19200, 38400 bps をキー操作により選択
同期方式
調歩同期式
符号形式
ASCII，バイナリ
通信プロトコル
神港標準，MODBUS ASCII，MODBUS RTU をキー操作により選択
データビット8 ビット/無し，7 ビット/無し，8 ビット/偶数，7 ビット/偶数/パリティ
8 ビット/奇数，7 ビット/奇数 をキー操作により選択
ストップビット
1 ビット，2 ビット をキー操作により選択
エラー訂正
コマンド再送エラー検出
パリティチェック，チェックサム(神港標準プロトコル)，LRC(MODBUS プロトコル ASCII)，CRC-16(MODBUS プロトコル RTU)
データの構成通信プロトコル
神港標準
MODBUS ASCIIMODBUS RTU
スタートビット
1 ビット
1 ビット
1 ビット
データビット
7 ビット
7 ビット(8 ビット)
8 ビット
選択可能
パリティ
偶数
偶数(無し，奇数)無し(偶数，奇数)
選択可能
選択可能
ストップビット
1 ビット
1 ビット(2 ビット)
1 ビット(2 ビット)
選択可能
選択可能
接点出力同様

比抵抗，温度，MV の何れかを入力サンプリング毎にアナログ量に変換し電流で出力する。
(工場出荷時: 伝送出力 1: 比抵抗，伝送出力 2: 温度)
伝送出力 2 上限値と伝送出力 2 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 2 は 4 mA DC固定となる。
伝送出力量をバーグラフ表示可能。
分解能: 12000
電 流: 4～20 mA DC (負荷抵抗 最大 550 Ω)
出力精度 : 伝送出力 2 スパンの±0.3 %以内

外形寸法図(単位: mm)

ネジ式取付金具

9648

端子カバー(別売り)91106.2

ガスケット

11.5

130

92＋0.80

パネルカット図(単位: mm)98.5
104.5(端子カバー取り付け時)

92＋0.80

n×48-3 ＋0.50

横方向密接取付，n: 取付台数

45＋0.50端子配列図

GND: 接地(①)
POWER SUPPLY: 電源電圧(② - ③)
EVT1
: EVT1 出力端子
(接点出力 1)(⑤ - ⑥)
EVT2
: EVT2 出力端子
(接点出力 2)(⑦ - ⑧)
TRANSMIT OUTPUT1: 伝送出力 1 端子(⑪ - ⑫)
1, 2: 比抵抗センサ端子(⑭ - ⑮)
E: シールド線端子(⑰)
A, B(T, T) : 温度補償センサ端子
Pt100(2 線方式), Pt1000(⑱ - ⑲)
A, B ,B : 温度補償センサ端子
Pt100(3 線方式)(⑱ - ⑲ - ⑳)
オプション: C5 付加時
RS-485: シリアル通信
2 個のコネクタは，内部で結線されています。
オプション: EVT3 付加時
EVT3 : EVT3 出力(接点出力 3)
EVT4 : EVT4 出力(接点出力 4)オプション: TA2 付加時
TRANSMIT OUTPUT2: 伝送出力 2 端子(⑤ - ⑥)

202001 J03