96

Vibration Control

テスト･解析・設計

GuardinTM アクティブ除振ワークステーション
Guardian™ Active Isolation Workstations• 6つのDOFシステムにより0.5Hz以上のサブヘルツ振動の除振光学テーブル• 1.5Hzで20dBの減衰を達成 (10X)• 電源異常の際にも、アクティブ及びパッシブ型の除振素子によってユーザーのデータを保護• 設置及びメンテナンスの手間が極力省ける統合型オールイン
ワンソリューション

テーブルアクセサリー• 30×36インチ (750×900mm)、36×48インチ (900×1,200mm)、及び36×60インチ (900×1,500mm) の標準サイズ。 (特注サイズも対応)

ブレッドボード

Guardian™ アクティブ除振ワークステーションは、サブヘルツ振動の除振を提供します (6軸の自由度)。Guardian社のプラットフォームは環境内の振動にダイナミックに対応し、最小0.5Hzから最大1.5Hzまでの範囲でサブヘルツ振動を除振でき、1.5Hzでは20 dB減衰できます (10X)。
Guardian社のワークステーションは、キャスター付きの剛性に優れた完全溶接フレーム、統合型アクティブ・パッシブ除振モジュール、超低ノイズエレクトロニクス、先進型DSP制御システム、及びユーザーに優しいコンピュータインターフェースを有する4インチ (110mm) 厚のダンパー付きPGブレッドボードを特徴としています。こうした特徴により、高性能を発揮します。
Width

LengthPlatform

Mounting Hole

Load Capacity

M-GW3036-PG4-H

750 mm

900 mm

110 mm Precision Grade
Breadboard

M650-190.5 kg

M-GW3036-PG4-L

750 mm

900 mm

110 mm Precision Grade
Breadboard

M6

86.2 kg

M-GW3648-PG4-H

900 mm

1,200 mm

110 mm Precision Grade
Breadboard

M69-145 kg

除振プラットフォームモデル

振動の基礎知識

ハニカム＆グラナイト構造

ワークステーション＆除振脚

Compare定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認くださいVibration Control

97

テスト･解析・設計

統合型フレームによる超高剛性
Guardian™ワークステーションは、オールイ
ンワン設計によってより高い剛性を実現します。最高レベルの機械的な安定性のために綿密に設計され、完全に溶接されたフレームシステムが、アクティブモジュールとテーブルトップをしっかりとサポートします。ユー
ザーがアプリケーションを実行するうえで、人間工学に基づいたワークステーション環境を提供します。

テーブルアクセサリー
ブレッドボード

Guardian™コントローラーは、フロントパネ
ルに備わった複数の機能と、リアルタイムの超低周波数の除振を可能にする6軸制御ディスプレイを特徴としています。
アクティブ除振テクノロジー
ソフトウェアスイートを用いる制御機能が製
Guardianワークステーションには、2つのア 品に搭載され、さらに精度の高い振動制御やクティブ除振モジュールが備わっており、そ 24時間/7日の振動データモニタリングおよびれぞれ3個のセンサーと3個のアクチュエータ 記録を実現します。コントローラー内部のサを搭載し、リアルタイムで振動をアクティブ ブヘルツの超低ノイズエレクトロニクスと先に感知し、6軸の自由度で振動を相殺します。 進型DSP制御システムによって、繊細な用途パッシブシステムによる共振の排除だけでな においても最も高精度の振動相殺効果が得ら
く、最大で34dB (50倍) の除振効果を実現し れます。
ます。除振は0.5Hzから1.5Hzの範囲で、減衰量は20dB (10倍) に達し、パッシブ型のスプリングベースのシステムだけでなく、最高レベルの空気圧ワークステーションをはるかに超えた性能を発揮します。

光学テーブル

強力な制御能力

除振脚

簡単な設置及びメンテナンス
ワークステーション＆ハニカム＆グラナイト構造
振動の基礎知識定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

除振プラットフォーム

Guardian™ワークステーションのフレームに取り付けられたキャスターにより、お客様はシステムを簡単にラボに搬入、及び移設する
アクティブ及びパッシブ振動の除振に加え、 ことが可能です。
適正にダンピングされたブレッドボードにより、高精度アプリケーションにおいて大きな効果が得られます。Guardian™ワークステー
ションは、最も重要なアプリケーション向け容易なレベル調整メカニズムをに開発された全く新しい概念に基づくモード備えた堅牢なパッシブ型除振方式のダンピングを提供します。高精度の光Guardianテクノロジーにおける1つの特徴は、
学式ブレッドボードは、Guardian™ワークス
強力なアクティブモジュールとNewport社のテーションのテーブルトップとして機能し、特許取得済みVIBe™パッシブ型機械式除振装さらに上位レベルのダンピング性能を提供し置デザインを組み合わせ、広い周波数レンジます。特許を取得したダンパーがテーブルにわたって最高の性能を実現している点にあトップの周囲に搭載され、ユーザーの繊細なります。改良された一定固有周波数除振装置
機器に対して効果的で広帯域に及ぶダンピン
VIBeは、8Hzからパッシブ除振を行い、アクグを提供します。
ティブモジュールにしっかりした静かな基盤を提供することで、振動の振幅をさらに50Hz未満にまで低減します。モジュールに備わる綿密に設計されたレベル調整メカニズムにより、ユーザーは使用前に容易にシステムレベルを調整することができます。

最高精度ダンピングテーブル
トップVibration Control

光学テーブル

テスト･解析・設計

98

Guardian™ワークステーションの典型的な整定時間

多目的フレームによってアクセサリの取付けが容易に除振プラットフォーム

振動の基礎知識

ハニカム＆グラナイト構造

ワークステーション＆除振脚

ブレッドボード

テーブルアクセサリー

Guardian™ワークステーションは、衝撃に対 Guardian™ワークステーションは、ヒップするプラットフォームの反応を直接プラット ガードをはじめ、その他のアクセサリをオプフォームに作用する動きにまで限定、低減す ションで追加設置することができます。
ることができます。パッシブシステムや一部のアクティブシステムでは、床からアイソレーターを経て伝わる衝撃しか低減できません。このことは、グラフに示された試験結果からも明確になっています。グラフには、ブレッドボード (端部から6インチ) の角近傍におけるドロップハンマーの衝撃によって生じ、その近くに配置した加速度計によって測定された最大1.5lbsの短い (約0.01秒) 三角パルスによる加速度の推移が時間経過に沿って示されています。アクティブコントロールにより、この衝撃後の整定時間は微々たるものでしたが、パッシブ除振システムのみでは、この時間が数秒単位にまで長くなる可能性があります。

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください