320

Fiber Optics

ファイバーオプティック
コンポーネンツ

マルチトラックファイババンドル
Multi-track Fiber Bundles• マルチトラック分光用デュアルトラック、2、3、5および9トラックファイバ• 260 nmの短波長まで透過するフューズドシリカファイバ• スリット状の共通端部がスペクトログラフに効率良くカップリング

この長さ79インチ(2 m)のマルチトラックファイババンドルは、260 nmから2,200 nmまでの光を、複数の光源からイメージングスペクトログラフまで伝達して、NewportのInstaSpec™検出器のような2-Dマルチチャネル検出器に同時に分散させます。この製品は、リニアCCDを使用しているNewportのLineSpec™またはOSM CCDではご利用いただけませんのでご注意ください。

6050403020

ファイバの選択10

Newportでは、デュアルトラックファイバに加え、2、3、5および9トラックファイバの5タイプのマルチトラックファイバをご用意しております。デュアルトラックファイバは、ほかのファイバとは異なります(2トラックファイバではありません)。このファイバは、(シングルファイバの代わりに)直径100 ȝmまたは200 ȝmの2本のファイバで構成された直径0.92 mmの2本の入射バンドルを備えています。これらのファイバは、共通端部側で縦に並ぶスリットを形成するようにまとめられています。

ファイバーツール /アクセサリー70

透過率 (%)

ファイバー /
ライトガイドデュアルトラックおよび3トラックファイバオプティックス

020040060080010001200140016001800

図1マルチトラックファイババンドルの透過率

2、3、5および9トラックバンドルの各トラックは、SMAコネクタで終端した100 ȝmまたは200 ȝmのシングルファイバです。共通端部では、11 mmの簡単接続フェルール内にファイバが縦1列に並んでいます。9トラックファイバを分解可能なOrielスペクトログラフは限られていますのでご注意ください。9トラックバンドルをご選択いただく前に日本レーザーまでお問い合わせください。いずれかのファイババンドルを、お客様のお手持ちのスペクトログラフおよび検出器と組み合わせてご使用になる場合は、ファイバのご選択前に最終的な(拡大)像をご計算ください。

Fナンバーマッチャで効率を改善
スループットを重要視される場合は、Fナンバーマッチャを使用して効率を改善してください。
フューズドシリカファイバのF/2を、Orielスペクトログラフの許容入射コーン角に合ったF/4に変換します。Fナンバーマッチャをご使用の際は、Fナンバーマッチャの倍率を補償するコア100 ȝmのファイバをご選択ください。

偏光仕様
ファイバ材質透過波長域

260 - 2,500 nm

開口数0.22

Fナンバー2.3
デュアルトラック
39.4

39.4

(1 m)

(1 m)

2セットの200 μmファイバ
1.9(50)

簡単接続ファイバ
出射部

テクニカルノート

STまたはSMA終端
マルチトラック
39.4

39.4(1 m)(1 m)

3本の200 μmファイバ
1.9(50)

簡単接続ファイバ
出射部

図2

2000

波長 (nm)マルチトラックファイババンドルの寸法図

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください321

Fiber Optics

発注のご案内内容

75955

デュアルトラックファイババンドル、コア直径200 ȝm、MS260i™およびMS257™スペクトログラフ用

75966

2トラックファイババンドル、ファイバコア直径100 ȝm、MS127i™スペクトログラフ用

75963

2トラックファイババンドル、ファイバコア直径200 ȝm、MS127 i™スペクトログラフ用

75965

5トラックファイババンドル、ファイバコア直径200 ȝm、MS127i™スペクトログラフ用ファイバーオプティック
コンポーネンツモデル

詳細は当社のWebサイトを参照してください。

*Fナンバーマッチャをご使用の際は、直径100 μmのファイバをご選択ください。

長方形−円形ファイバオプティックバンドル
Rectangular to Circular Fiber Optic Bundles

ファイバー /ライトガイド• ビームを円形から長方形に、または長方形から円形に変換• 光源とモノクロメータのカップリング効率を改善• 260 nmから2,200 nmまで透過
77200 Oriel®モノクロメータに接続した
長方形−円形ファイババンドル

このファイババンドルは、一端が円形状で他端が長方形状になっています。光源からモノクロメータまたはスペクトログラフへの光の伝達や、モノクロメータからディテクタまたは試料への光の伝播に使用します。長方形端部は、装置の入射スリットの代わりに使用します。円形端部には、11mmのOrielフェルールが付いています。長方形には小スリットと大スリットと呼ばれる2サイズが用意されています。

70

ハイグレードフューズドシリカ60

透過率 (%)

5040

ガラス
3010

• 100 ȝm x 2.5 mmまたは200 ȝm x 6.0 mmのスリットサイズ

0200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2000

1800

波長 (nm)

図1• マルチチャネルディテクタを使用したスペクトログラフ用として便利

長方形ー円形ファイババンドルの透過率

ファイバーツール /アクセサリー20

小スリットバンドル

詳細は当社のWebサイトを参照してください。

このバンドルの円形端部は、SMAコネクタで終端されています。長方形端部は、外部直径11 mmの「クイック接続」フェルールで終端されていますので、ファイバをどのOrielファイババンドルホルダにもスナップ式に接続することができます。

小スリットバンドル
B

1.9

大スリットバンドル(50)

A• 0.8 x 9.7 mmスリットサイズ
クイック接続
ファイバ出射部STまたはSMA終端

0.43(11)• モノクロメータ用として便利
大スリットバンドル
77538

B

0.130.47

1.00.32(11.8)(25.4)

(0.8)

(3.2)

0.75(19)0.382(9.7)

0.43

0.25(11)

(6.4)

77539

発注のご案内偏光

このファイババンドルは、Orielモノクロメータと組み合わせて使用するのが最も一般的です。標準的な円形−円形ファイバオプティックスを使用すると、スリットでケラレによる損失が発生します。
この製品のファイバを使用すれば、このような損失を最小化することができます。円形端部には、Oriel標準11 mmフェルールが付いています。長方形端部は、0.75 x 0.25インチ(19 x 6.4 mm)コネクタとなっています。

B

0.079

0.47

1.5

0.32(11.8)(38.1)

(0.8)

(2.0)

0.75

モデル

内容

77538

ファイババンドル、ガラス、11 mmフェルールから0.8 x 9.7 mmスリット、開口数0.56、長さ36 in

77539

ファイババンドル、ハイグレードフューズドシリカ、11 mmフェルールから0.8 x 9.7 mmスリット、開口数0.22、36 in

(19)

0.382
(9.7)

0.43

0.25(11)

(6.4)

モデル
77538
77539

スリット端部サイズ

ファイバ

円形端部

材質
ガラス

終端処理
標準11 mmフェルール

0.8 x 9.7 mm

ハイグレードフューズドシリカ 標準11 mmフェルール

0.8 x 9.7 mm

WxH
(A)

許容入射コーン、

全長インチ (m)Fナンバー2a(°)

36 (0.9)

開口数0.560.968

36 (0.9)

0.22

2.325(B)

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

テクニカルノート

図2 長方形−円形ファイババンドルの寸法図