MODELO 3001B
MEDIDORDERESISTENCIA DE AISLAMIENTOYCONTINUIDAD

4.- LA NATURALEZA DE LA RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO.
El aislamiento se utiliza para separar los conductores vivos y la tierra; de modoque la corriente a través del aislamiento sea un valor aceptable bajo. En simple
teoría, el aislamiento es perfecto, cuando la resistencia es infinita y existe flujo
nulo de corriente en él. En la practica, la corriente del aislamiento fluirá siempre, yse compone de tres elementos:a)Corriente capacitiva: El aislamiento entre conductores, es efectivo eldieléctrico de un capacitor, si el conductor son placas. Si se aplica unvoltaje directo, la corriente del conductor, durará solamente mientras esnecesario cargar la capacitancia. En la mayoría de los casos bajará acero dentro de un segundo. Si el voltaje aplicado se está alternando
alternará la carga y las corrientes derivadas, de modo que la corriente
fluye continua a los conductores.

b)

Corriente de conducción: Esta corriente fluye a través del aislamiento
entre sí mismo porque la resistencia del aislamiento no es infinita. La
ley de Ohm´s se aplican.

1. - CARACTERÍSTICAS•
•••••
•
•

Probador de aislamiento digital de alta potencia permitiendo
precisiones exactas.
Pruebas de aislamiento con lecturas de 200 MΩ a 500V para
pruebas generales o circuitos donde se presenten componentes
electrónicos.
Pruebas de aislamiento para 200 MΩ a 1000 V para pruebas
especiales de alto voltaje.
Prueba de continuidad y bajas resistencias adecuado para medir
resistencia en cables.
Indicador de neon para circuitos vivos además de señal audible depeligro.
Presione el botón de prueba y gire para mantener la prueba.
Restablezca el botón de prueba para descargar automáticamente lacapacitancia del circuito de prueba.
Compacto, ligero y fácil de transportar.
Ajuste de cero en el panel frontal.

••
2.-ESPECIFICACIONES

Prueba Rango de voltaje:
dere-sisten-cia Rango de medida:
deTerminal de voltaje:
aislamiento.
Corriente de corto circuito:
Precisión:
OHMETRO

500 V

0-200 MΩ
2/20/200 MΩ(auto rango)
500 V ± 20 % 1000 V ± 20%
de 0.5 MΩ a ∞ de 1 MΩ a ∞.
1.4 mA aprox. 1.6 mA aprox.
± 2% de rdg ± 1 digito.
0-200 MΩ 20/200Ω(auto rango)
600 mV aprox.

Voltaje de circuito abierto:

Dimensiones:

6 mA aprox.
± 2 % de rdg± 0.1 Ω ± 1 dgt.

Fuga de corriente: Esta corriente fluye entre los conductores; estadiferencia de potencial a lo largo de la superficie del aislamiento esocasionada por suciedad y/o humedad.

460 gr aprox.
8 de 1.5 V tipo AA
Puntas de prueba y Estuche

3. - DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO.
1. - Terminales
2. - Display digital
3. - Lámpara para checar labatería
4. - Botón de prueba y seguropara realizar las pruebas.
5. - Selector de rango
6. - Botón de apagado-Stand By
7. - Puntas de prueba
8. - Lámpara de emergencia decircuito vivo 70V a 550V
AC.

c)

( L x Wx D): 144 x 93 x 61 mm

Peso:
Baterías:Accesorios:

CORRIENTE DE FUGA (μA) = VOLTAJE APLICADO (V)RESISTENCIA DE L AISLAMIENTO (MΩ)

0-200MΩ

Rango de medición:

Corriente de corto circuito:
Precisión:

1000V

7Con eficacia , el flujo total entre los conductores o de los conductores vivos almetal conectado a tierra es la suma de los tres componentes a, b, y c explicado
anteriormente. Las tres corrientes, y así su total, son afectados por factores tales
como temperatura, humedad y voltaje aplicado. En un circuito donde se utilizan
los voltajes alternos, la corriente capacitiva siempre se presenta y no puede sereliminada. Para prevenir esta corriente y no sea afectada la medición deaislamiento un voltaje directo es usado en la prueba, y una vez que el aislamiento
se carga; solamente los factores de conducción y la fuga se presentaran.

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (MΩ): VOLTAJE DE PRUEBA (V)
CORRIENTE DE AISLAMIENTO (μ A)