術中神経モニタリング装置

Intraoperative Neuromonitoring･Direct Cortical Stimulator･Facial & Thyroid Monitoring術中神経モニタリングの重要性は年々増しており、術後の機能障害予防のためにも神経機能の保護は大切です。
C2 Xploreは、目的に合わせて下記プログラムより選択してご使用いただけます。
Cortical - Cortical stimulator 言語野マッピング- MEP
運動路モニタリング
ENT- Facial
顔面神経モニタリング- Thyroid 反回神経、迷走神経モニタリング
最大8チャンネルによる記録・簡易な操作性・鮮明な画面表示・全波形データ保管・WiFi経由で手術室の任意の場所からiPad/Androidタブレットでモニター確認機能を搭載しており、快適な神経モニタリング環境を提供いたします。

Cortical

脳神経外科向け

Corticalstimulator

Cortical stimulatorプログラムは、言語野におけるSpeech mappingで使用いただけます。

MEPプログラムは、運動路モニタリングで使用いたします。最大8ch記録可能。

MEP1

C2 Xploreで可能なモニタリング

ENT
耳鼻咽喉科、頭頸部外科、食道外科、内分泌外科向け

FacialFacialプログラムは、顔面神経モニタリングに使用いただけます。

Thyroidプログラムは、迷走神経・反回神経モニタリングで使用いただけます。
チャンネルセレクト機能や継続刺激によるトレンド表示が利用できます。

Thyroid2

Cortical Stimulator スピーチマッピング
脳神経外科症例における脳機能のマッピングに対応✔最適な刺激設定による言語野機能の評価✔刺激のみのプログラム
バイフェージック刺激可能

Speech mapping✔スピーチマッピングは術後の発話・喚語障害を最小限に抑えるため、ブローカ野・ウェルニッケ野を刺激し言語機能を評価します。

フォークball tip
522 624

3

プログラム説明

MEP

運動路モニタリング

脳神経外科症例における運動路機能のモニタリングに対応✔最大8チャンネル記録可能✔クリアなEMG波形を表示✔モノフェージック、バイフェージック刺激可能（最大25mA出力）✔閾値変更波形を見ながら最適な閾値レベルを決定✔パルス数、パルス幅、ISI変更可能

サクションプローブ（刺激と吸引機能が一体）
医療機器承認番号30400BZX00226000

マイクロフォーク
522 6104

Facial

顔面神経モニタリング

耳鼻咽喉科・頭頸部外科科症例における顔面神経モニタリングに対応✔ 2chと4chの2つのプログラムから選択✔ Spa音をお知らせ
筋肉の自発活動を捉え、SpA音（自発筋活動音）で聴覚的にお知らせします✔チャンネルIdent機能
記録部位に個別の音を割り当てることで音を聞き分け、どこの記録部位が反応しているかを識別できます

ダブルニードル電極

5プログラム説明

Thyroid

反回神経、迷走神経モニタリング

甲状腺・副甲状腺手術及び脳神経外科手術における声帯筋（喉頭筋）のEMGモニタリングに対応✔チャンネルセレクト機能
最も振幅の大きいチャンネルを大きく表示。
振幅、潜時の値が認識が容易です。
✔トレンド機能搭載
振幅、潜時のトレンドグラフにより、神経の持続モニタリングが可能。

ラリンジール電極

トレンド機能ではアラームポイントを3つ設定可能
アラーム音（Beep音）または画面の色の変化でお知らせ

BEEP

BEEP
BEEP
BEEP

BEEP
BEEP

設定した値により、黄→オレンジ→赤と3段階で色の表示が変わります6優れた操作性
簡便なタッチパネル操作
保存したい画面はスクリーンショット可能

患者情報やモニタリング中のコメント入力もタッチパネルで簡単にご利用できます

データ保管可能記録された波形データは全てハードディスクに保存され、術後のみならずいつでも参照可能
容量は18GB保存可能で、およそ5600人分の患者データが保管可能です

7

機能説明

データExport 機能
記録されたデータの中から波形を選択し、PDF形式で他媒体へExportすることも可能。
電子カルテに貼り付ける、学会発表に使用するなど様々な用途で波形データが利用できます。

タブレットへ機器画面を表示
Wi-Fi接続によりC2 Xplore画面をタブレット上で表示でき、モニタリング機器から離れた位置でも波形、数値を確認できます。

8inomed神経刺激プローブ

医療機器承認番号 30200BZX00341000
・脳表・中枢神経刺激可能なクラスⅣ医療承認を受けています。

①バイポーラプローブ
フォークball tip
522 624

マイクロフォーク522 610

フック522 625②モノポーラプローブ（各プローブに参照電極として針電極が付属しております。）
モノポーラ 30° 9cm525 600

モノポーラストレート525 608

モノポーラストレート ball tip
525 616

ラリンジール電極(喉頭筋記録電極)

医療機器認証番号 303ACBZX00026000
・声帯筋の電位を記録する電極です。ご使用いただいている気管チューブに貼り付けてご使用いただけます。

ラリンジール電極4ch
ID:6～7mm 530 855
ID:7～9mm 530 856

ラリンジール電極2ch
ID:6～7mm 530 655
ID:7.5～9mm 530 656

ラリンジール電極接続
ケーブル Redel(C2 Xplore専用) 530 867

ラリンジール電極接続
ケーブル
4ch用ケーブル 530 866
2ch用ケーブル 530 663

9アクセサリー紹介

inomed針電極

医療機器認証番号 230AMBZX00003000

ダブルニードル電極

・先端に針が2つ付いたペア電極です。電極は個別で袋に入っており、記録部位の数に応じて使用できます。

ダブルニードル電極 4ch534 643
電極16組(4色×4セット)＋参照電極4本入り
ダブルニードル電極 5C
534 645
電極20組(5色×4セット)入り

ペディアトリックダブル

・針が細く短い、低侵襲な電極です。

ペディアトリックダブル
532 720
針長6mm 針径0.35mm
リード長1.5m

スリムラインシングル

・通常の針電極。ニュートラル電極(参照電極)として使用可能。

スリムラインシングルGN
532 625
針長15mm リード長1.0m
スリムラインシングルGN20/1500
533651
針長20mm リード長1.5m
スリムラインシングルGN20/3000
533 653
針長20mm リード長3.0m

10術中神経モニタリング装置 C2 Xplore

医療機器認証番号 303AMBZX00004000
・プログラム内容は自在に組み合わせ可能。購入後に機能を追加することもできます。

C2 Xplore
508 288

Head Box

540 430
ENT Head Box
4チャンネル記録

製造元
inomed Medizintechnik GmbHIm Hausgrün 2979312 Emmendingen, Germany
Tel: ＋49-(0)7641-9414-0 www.inomed.deBody Box

540 431
Cortical Body Box
8チャンネル記録

ミュートセンサー
510 025
高周波数干渉信号の抑制
ケーブル長 5 m

輸入・販売元JPクリード株式会社
東京都台東区西浅草1－7－19
Tel: 03-6912-1090 FAX:03-6912-1091
info@jpcreed.com

12