● KEW 2060BT/2062BT 仕様● 本体付属品

2060BT
2062BT
単相2線、単相3線、三相3線、三相4線
電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、高調波(含有率/THD-R/THD-F)、位相差、検相

測定ライン
測定演算項目
交流電圧
1000V
レンジ
確度
±0.7％rdg±3dgt（40.0〜70.0Hz） ±3.0％rdg±5dgt（70.1〜1kHz）
1.7以下
クレストファクタ
交流電流40.00/400.0/1000A（3レンジオート）
レンジ±1.0％rdg±3dgt（40.0〜70.0Hz） ±2.0％rdg±5dgt（70.1〜1kHz）
確度
クレストファクタ
3以下（40.00A/400.0A） 3以下但し、1500A peak（1000A）
周波数
表示範囲
40.0〜999.9Hz±0.3％rdg±3dgt
確度
有効電力40.00/400.0/1000kW（オートレンジ）
レンジ±1.7%rdg±5dgt（力率1、正弦波、45〜65Hz）
確度
皮相電力
40.00/400.0/1000kVA（オートレンジ）
レンジ
各測定値からの演算に対して±1dgt（平衡三相3線は±2dgt、平衡三相4線は±3dgt）
確度
無効電力
40.00/400.0/1000kVar（オートレンジ）
レンジ
各測定値からの演算に対して±1dgt（平衡三相3線は±2dgt、平衡三相4線は±3dgt）
確度
力率−1.000〜0.000〜＋1.000
表示範囲
各測定値からの演算に対して±1dgt（平衡三相3線は±2dgt、平衡三相4線は±3dgt）
確度
位相差（単相2線測定時のみ）−180.0〜0.0〜＋179.9
表示範囲
±3.0°
以内
確度
高調波実効値（含有率）
1〜30次
解析次数
有効周波数50/60Hz
確度±5.0％rdg±10dgt（1〜10次） ±10％rdg±10dgt（11〜20次） ±20％rdg±10dgt（21〜30次）
総合高調波歪み率（THD-R/THD-F）
0.0％〜100.0％
表示範囲
確度
各測定値からの演算に対して±1dgt
ACV 80〜1100V（45〜65Hz）
検相
その他機能
最大/最小/平均/ピーク、データホールド、バックライト、Bluetooth®通信機能、
オートパワーオフ
一般仕様
Φ75mm
Φ55mm
被測定導体径Bluetooth®5.0 Android™5.0以降、iOS 10.0以降
通信インターフェース
単3形アルカリ乾電池 LR6（1.5V）
×2
使用電池
連続使用時間約58時間
外形寸法／質量283（L）
×143（W）
×49（D）mm/約590g（電池含む）
247（L）
×105（W）
×49（D）mm/約490g（電池含む）
IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1,-2-2（EMC）, IEC 60529（IP40）
適合規格
CAT Ⅳ 600V / CAT Ⅲ 1000V 汚染度2CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V / CAT II 1000V 汚染度2
本体付属品
7290（電圧測定用コード）¥4,000（税込¥4,400） 9198（携帯用ケース）¥2,500（税込¥2,750） 単3形乾電池LR6×2、取扱説明書

クランプパワーメータ

KEW 2060BT/2062BT
7290 電圧測定用コード

トラブルの原因究明に 片手で使える電力計
KEW 2062BT● 測定カテゴリ
測定カテゴリの例を図で示します。
CAT Ⅳ対応であれば、CAT Ⅲ、CAT Ⅱ、Oで問題なく使用できます。

引込み線

2060BT

2062BT

6305

6315

屋内配線
O: 主電源に直接接続されていない機器
コンセント

測定カテゴリ例：● セレクションガイド

¥53,000（税込¥58,300）

9198 携帯用ケース

CAT Ⅳ300V

測定カテゴリ

定格対地間電圧注意
カテゴリの後の電圧値は対地電圧の限度を意味し、線間電圧の限度ではありません。
すなわちCAT Ⅳ 300Vに準拠している測定器のモデル

電圧電流電力
周波数電力量高調波
スウェル
ディップ
電源
瞬停
品質
トランジェント
インラッシュカレント
被測定導体径記憶媒体
入力数
通信インターフェース

○
○
○
○

○
○
○
○

○

○

φ75㎜

φ55㎜

4ch（電圧3ch、電流1ch）
Bluetooth®

4ch（電圧3ch、電流1ch）
Bluetooth®

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
オプションのクランプセンサによる オプションのクランプセンサによる
SDカード
SDカード
6ch（電圧3ch、電流3ch）7ch（電圧3ch、電流4ch）
USB、Bluetooth®
USB、Bluetooth®
○
○
○
○
○

場合は、スター結線での三相ラインの線間電圧520Vまでの電路で使用可能です。

KEW 2060BT● 価格¥72,000（税込¥79,200）

クランプパワーメータ

KEW 2060BT¥72,000（税込 ¥79,200）

クランプパワーメータ

KEW 2062BT¥53,000（税込 ¥58,300）

安全にお使いいただくために ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください｡

ACVmax 1000V

ACA max 1000A

波形をリアルタイム表示■お問い合わせ、ご用命は下記へ● 電流・電圧・電力・高調波・検相の豊富な測定メニュー● クランプで簡単に高調波（１〜３０次）を測定● アプリ（KEW Power＊）
で電圧・電流の波形を表示。高調波の有無が簡単にわかる

製品のご使用などに関するお問い合わせ

お客様相談室0120‒62‒1172（9:00〜12:00、13:00〜17:00 土・日・祝日を除く）●このリーフレット記載内容は断りなく変更する場合があります。 KEW 2060BT/2062BT-2J Apr. 21 SS

KEW 2060BT/2062BT の豊富な測定機能

安全性と使いやすさを重視したコア形状○電流、電圧、電力、高調波、検相の測定が可能。

使用環境に応じて、2種類の形状をラインナップ○真の実効値タイプなので歪んだ波形でも正しい値を表示。
○PEAK, MAX, MIN, AVG機能を搭載。
電源の時間的な変化を簡単にチェック。
○電圧と周波数、電力と力率などを見やすく同時に表示。

〜

A AC電流、周波数
V AC電圧、周波数
W 電力○KEW 2062BTは、挟みやすいティアドロップ形状で小規模オフィス〜

DATA
HOLDから工場まで幅広い場所に対応（導体径55mm）○KEW 2060BTは、大型のブスバーのために新たに設計された

データホールド

特殊コア形状となっています。

高調波

コアの形状を楕円形とし、傾けることで大型のブスバーでも検相SETUP安全にクランプすることが出来ます。
（導体径75mm）設定

測定コードの入力端子は 3 本まで可能です。
結 線 方 式に合わせてセットしてください 。

Photo:2062BT

電力測定

Photo:2060BT

Photo:2062BT

検相機能

さまざまな結線タイプに対応しています。

面倒なコードの繋ぎ変え無しで正相、逆相、各相の欠相を音と画面ですぐに確認できます。
R
（L1）
S
（L2）

力、力率、位相差（1P2Wの不平衡の三相3線、三相４線み）など、電力測定に必要なを簡単に測定できるため、CT 比を設 定して おけば、トランスの 2 次側を測定することにより、1 次側の値を様々なパラメータの測定が幅広い現場でご使用いただ表示させることができます。

可能です。

けます。

○最大30次までの各次数の高調波が測定できます。

【ご注意】
アプリケーションのダウンロードには別途通信量がかかる場合があります。

N※Bluetooth®はBluetooth SIG. Inc.の商標または登録商標です。Android™はGoogle Inc.の商標または登録商標です。
※iOSはCisco Technology, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

負荷電源ことができます。

赤L○総合高調波歪み率 THD-R、THD-Fの両対応。

○電流値（または電圧）と含有率の両方を表示させる

黒黄

アプリとの連携で測定値をスマホやタブレットに表示、記録できます。

現場で様々な障害を引き起こす電圧と電流の高調波が測定できます。

できます。

NKEW Power* キューパワー アスタリスク

高調波測定○本体の LCD で各次数の高調波を簡単に確認

T（L3）

負荷

単相２線、単相３線、平衡、電源

有効電力、無効電力、皮相電○Bluetooth®通信機能接続により、LCDが確認しにくい状態であっても手元の端末で簡単に確認できます。
○測定値やグラフなどをボタン一つで保存可能です。
○電圧と電流の波形表示が可能。高調波の有無が簡単にわかります。
○アプリ上で各測定値のしきい値を設定し、良否判定を行うことが可能です。

Android™アプリ

iOSアプリ

Google Playストアで無料配信していますAndroid™バージョン 5.0以降に対応

App Store で無料配信していますiOS 10.0 以降 iPhone、iPad、およびiPod touchに対応

専用アプリ「KEW Power＊」は、Android™、iOSに対応しており、無償でダウンロード可能です。