あらゆるワークフローを
さらにスムーズに

Bravo Liquid Handling Platform 用アクセサリカタログ

ゲノミクス

プロテオミクス

メタボロミクス

医薬品

細胞生物学

2

Bravo Liquid Handling Platform 用アクセサリカタログ

Agilent Bravo Automated Liquid Handling
Platform について幅広い容量範囲をカバーする正確かつ高精度のリキッドハンドリングにより、データの品質および一貫性を向上できます。

Bravo Automated Liquid Handling Platform（自動分注器）は汎用性とスケーラビリティを備え、さまざまな構成の変更に対応し、ラボの既存のワークフローに統合しやすい独自のオープン設計を提供します。研究に Bravo Platform を取り入れることで、手作業によるセットアップと複雑なアプリケーションの実行に費やす時間を最小限に抑えられます。

高精度な分注ヘッド

精度、信頼性、再現性に優れ、96、384、1536 ウェルプレートに

100 nL ～ 250 µL を分注

9 個のデッキポジション

オープン型の統合しやすい設計により、シェイク、加熱、冷却、ろ過の実行に最大の汎用性を発揮

オンデッキアクセサリ

お使いのアプリケーション用のカスタム設定によって Bravo Platformを設定

省スペース設計の 2 つのモデル

Agilent Bravo には 2 つのモデルがあります。標準 Bravo Platform
は 大半のラミナーフードに適合し、Bravo SRT Platform は 小さなフードに収容できるように約 7 cm （3 インチ）短くなっています。いずれのモデルでも、細胞 ベースのアッセイまたは有害な試薬処理のために自動分注を行うことが可能です。こうした使いやすさを促進す

るのが、Agilent VWorks Automation Control ソフトウェアです。こライザーに乗せた Agilent Bravo Automated Liquid Handling

Platformのソフトウェアは、プロトコルの作成と実行、アクセサリモジュールへの接続と構成、進行状況のモニタリングを簡単にする、直感的なグラ

フィカルユーザーインターフェースを備えています。

アジレント自動化ソリューションのウェブサイト

3

目次

アジレント自動化ソリューション

4

Bravo Liquid Handling Platform 用アクセサリカタログ

5

通信、I/O、統合

8

バーコードリーダー

10

分注ヘッド

11

プレートパッドおよびインサート

13

試薬リザーバおよびチップ洗浄ステーション

16

フィルトレーション

20

シェイクおよび温度制御

22

トラッシュ、ディスポーザブルチップ

29

クイックアクセサリセレクションガイドおよびインデックス

30

カスタマーサービスおよびテクニカルサポート

34

アジレント自動化ソリューション

ラボの生産性と再現性を向上
Bravo Platform が提供する多様なツールにより、主要なライフサイエンス研究分野すべてのア

プリケーションを実行することができます。本カタログに紹介したアジレントのアクセサリは、慎重に設計されたツールであり、これらを使用して、研究と検出の幅広いアプリケーションにすぐに導入できるカスタマイズソリューションを作成できます。本カタログは、サンプルを有効に使用し、効率よく処理するための可能性を探るためにお役立てください。

カスタム仕様またはアプリケーション・パッケージの選択
AssayMAP Bravo パッケージによるタンパク質サンプルの前処理や、次世代シーケンシング（NGS）のためのサンプル前処理 など、アプリケーションに特異的 な要件に基づいて構成されたアプリケーション・パッケージを選択できます。また、手動のアプローチを採用して、特定のアクセサリを選択し、Bravo デッキを自由にカスタマイズすることで、変化するアッセイ要件に対応することもできます。ADME アッセイの自動化、細胞生存アッセイの前処理と実行 など、多用なワークフローに適したアクセサリと構成をご用意しています。

研究分野
ゲノミクス

プロテオミクス
メタボロミクス

医薬品

細胞生物学

アプリケーション/アッセイ
NGS サンプル前処理
CGH

CGH + SNP

タンパク質サンプル前処理

LC/MS サンプル前処理
シトクローム P450

低分子スクリーニング
コロニー播種

細胞生存率

ADME

毒性学

細胞生物学

アジレント自動化ソリューション
カスタム仕様本ガイドから個別のアクセサリを選択し、お使いのアプリケーションに適したカスタム構成を作成

します（6 ページ参照）。

アプリケーション・パッケージ
新しい Bravo アプリケーションバンドルをご注文ください。NGS、タンパク質またはメタボロミク
スの自動化サンプル前処理に必要 なもの一式があらかじめ梱包されています。Bravo バンドルについては 7 ページをご覧ください。

アジレント自動化ソリューションのウェブサイト

5アジレント自動化ソリューション

Bravo をワークフローに合わせてカスタマイズ
Bravo 基本プラットフォームにアクセサリを追加

基本となる Bravo Platform の構成は、9 個のオープンデッキポジションを備えており、本ガイドに掲載したアクセサリを使用して、アプリケーションに合わせてカスタマイズできます。

Bravoとグリッパー（G5563AA/GA*）

パッシブアライメントデッキプレー

トパッド 1 つと Bravo 標準デッキ
プレートパッド 8 個が含まれます*

グリッパー*G5563AA/G5562AA = Bravo Automated Liquid Handling Platform バンドル。G5563GA/G5562GA = ゲノミクスアプリケーション用 Bravo Automated Liquid Handling
Platform バンドル。

6

Bravo Liquid Handling Platform 用アクセサリカタログ

アジレント自動化ソリューション

アクセサリを選択して Bravo Platform をカスタマイズ
多彩な機能を持つ Bravo Platform は、本カタログのアクセサリを用いてさまざまなアプリケーションに簡単に適合します。加熱、冷却、シェイクおよびフィルトレーションデッキを選択、または分注ヘッドを交換することで、アッセイおよびスループットを変更するための要件を満たします。
セクションには以下の内容が含まれます。

通信、I/O、統合

8

試薬リザーバおよびチップ洗浄ステーション

16

バーコードリーダー

10

フィルトレーション

20

分注ヘッド

11

シェイクおよび温度制御

22

プレートパッドおよびインサート

13

トラッシュ、
ディスポーザブルチップ

29

設置サービス：アプリケーションを簡単に
新しい Bravo Platform やアクセサリを選択する場合でも、新しいアプリケーション用に既存の Bravo Platform をアップグレー

ドする場合でも、設置サービスによりその体験がシンプルかつ簡潔に実現します。

スタンドアロン Bravo Platform をお持ちの場合、ご自身でアクセサリを設置するか、または設置とトレーニングサポートの 2

つのサービスをご利用になるかを選択することができます。お客様が Bravo Platform を購入する際には、オンサイトのアクセ
サリ設置が含まれます。

本カタログの大半の製品には、設置とサービスを行うオプションとして、アジレントのオンサイトフィールドサービス設置の推定

作業時間が記載されており、アクセサリのみのアップグレードを行う場合、この作業時間は見積もりに上乗せされる場合があります。アプリケーションの専門家からのオンサイト訪問の推定作業時間は、アジレントの製品スペシャリストおよびアジレントプ
ロフェッショナルサービス部門（オプションのアドオンサービスとして）からも入手することができます。

ハードウェアの専門家

フィールドサービスエンジニア（FSE）は設置および取扱説明を行います（ハードウェア設置および簡単な基本トレーニング）。
アプリケーションの専門家

フィールドアプリケーションケミストは、アクセサリが設置された後に対応することができ、Bravo Platform、アクセサリまたはソフトウェアに関する

詳細なトレーニングを行います。

www.agilent.com/chem/bravo-automated-liquid-handling-platform

7

通信、I/O、統合

Agilent AC リレー
Agilent AC リレーは、VWorks Automation Control ソフトウェアを用いて Bravo

Platform に設置したアクセサリへの電力の制御を可能にし、電源とアクセサリに接続します。VWorks Control ソフトウェアは、制御コンピューターと AC リレーとの直列接続を介して動作します。

現時点では、Agilent AC リレーが必須のアジレント自動化ソリューション製品はありませ

んが、Bravo Platform で電源のオン/オフだけを必要とするツールまたはデバイスを使用する場合に役立ちます。

Agilent AC リレー– AC 電源 100 ～ 240 V、50/60 Hz（8 A ヒューズ）が必要– VWorks を実行するホスト PC への直列接続を行い、互換性のあるデバイスの VWorks
制御を許可– AC リレー、シリアルケーブル DB-9 M ～ DB-9 F、USB - シリアルアダプタ、電源（24 V、
1.1 A）、USB ケーブル、電源および国別対応電源コード– フィールドサービスエンジニア（FSE）による推定設置時間は 1 時間（含まれません）
説明AC リレー

部品番号

G5498B/G #502

Agilent ライザー
Bravo Automated Liquid Handling Platform を使用する上での主な利点は柔軟性です。
Agilent ライザーにより、ペルチェ式サーマルステーションまたはデッキポジショントラッシュなどのデッキ（ポジション 4 または 6）を通過する必要があるカスタムデバイスの追加が簡単に行えます。例えば、デッキトラッシュの場合、ディスポーザブルチップはデッキをとおり抜けることができるため、チップが回収しやすくなります。

ライザーは、自動マイクロプレートハンドラであるロボットや、その他の隣接するデバイスを高い位置に配置する必要がある場合などの統合時にも使用します。

– 146 mm ライザー 2 本の 1 セット、およびネジ 4 個とワッシャー 4 個の 1 セットを含む– FSE による推定設置時間は 1.5 時間（含まれません）
説明

ライザー、
146 mm8

部品番号G5498B/G #055

Bravo Liquid Handling Platform 用アクセサリカタログ

ライザー付き Agilent Bravo AutomatedLiquid Handling Platform

通信、I/O、統合

Agilent グリッパーのアップグレード
Agilent グリッパーをアップグレードする際は、フィールドサービスエンジニアがプレートグリッ

パーをお客様の既存の Bravo Platform に追加します。グリッパーは、プレートとチップボック

スの持ち上げおよび Bravo デッキのプレートパッドへの配置のために使用します。プレートパッ

ド間でプレートとピペットチップを移動することもできますが、デッキ外での配置用には設計されていません。

– プレートグリッパーアクセサリを含む、ハードウェアコンポーネントのみ– FSE による推定設置時間は 8 時間（必要、含まれません）
説明

G5199A

グリッパーアップグレード

G5597A

RoHS 指令対応 Bravo

Agilent Bravo

部品番号

グリッパーアップグレード

RoHS 指令非対応 Bravo

グリッパーのアップグレードを行った

Agilent ライトカーテン
Bravo Platform 用ライトカーテンは、地域の安全要件を遵守して、Bravo Platform の購入時にお届けします。または個別に購入して既存の Bravo Platform に追加することができます

安全インターロック回路の一部として、ライトカーテンはロボット停止 ペンダントと同様の方法

で機能します。Bravo Platform の前面に取り付けられた 2 本のライトポストからデバイスの前面に光線が照らされます。特定の物体が光線を遮った場合、安全インターロック回路はピペッ

トヘッドモーターを無効にします。

– 電気接続および（Bravo のペンダントポートへの接続から導出される）通信接続用の接続箱を含む。Bravo の前面、側面および背面開口部用の透明プラスチック製シールド– デッキレイアウトをシンプルにするために、Agilent アクセサリハブを接続箱と交換することが可能– FSE による推定設置時間は 2 時間（含まれません）
説明

ライトカーテン、
Bravo

ライトカーテン、
Bravo SRT

標準ライトカーテン用 Bravo ダストカバー

ライトカーテン付きの Agilent Bravo

Platform

部品番号G5498B/G #022
G5498B/G #522
G5498B/G #122

Bravo ラップアラウンドライトカーテン（標準 Bravo および Bravo SRT 用） G5598A

www.agilent.com/chem/bravo-automated-liquid-handling-platform

9バーコードリーダー

Agilent 鏡付バーコードリーダー
Agilent 鏡付バーコードリーダーによりエラーを削減し、サンプル追跡時間を短縮します。
機械が読み取 れる線形（1 次元）バーコードラベルに対応しており、サンプルの特定や、データベース検索からの関連情報との照合に使用できます。どのデッキポジションのプレー

トパッドとも交換でき、VWorks Automation Control ソフトウェアに対応します。

– すべてのシリアルポートまたは Bravo アクセサリハブで機能– コード 39、コード 128、インターリブド 2/5、コード 93 を含むコードに対応– バーコード高 3.34 mm（0.13 インチ）以上– 650 nm、25 % の印刷コントラストが必要– 鏡付バーコードリーダーを含む– FSE による推定設置時間は 1.5 時間（含まれません）
説明

鏡付バーコードリーダー

10

部品番号

G5498B/G #031

Bravo Liquid Handling Platform 用アクセサリカタログ

00274
Overall Bar Code Reader with mirror

Agilent 鏡付バーコードリーダー

アジレントでは、1 次元または 2 次元の粘着ラベルを印刷してマイクロプレートに直接貼りつける使いやすい自動化マイクロプレートラベラーを提供しています。

分注ヘッドAgilent ディスポーザブルチップピペットヘッド
今日多くのラボを支援する分注アプリケーションでは、キャリーオーバーやコンタミネーション（PCR など）を防ぐためにディスポーザブルチップを使用する必要があります。Bravo Platform

は、交換可能なディスポーザブルチップ分注ヘッドを使用し、これと組み合わせた場合、幅広い容量に対応します（300 nL ～ 250 µL）。

Agilent ピペットヘッドは、取り付けまたは交換が簡単に行えるように設計されており、コリジョ

ン中の金属製の固定チップヘッドより柔軟という利点があり、装置寿命中の稼働時間を延長します。

シングルウェル、行、列、アレイ、およびプレート全体の分注

Bravo Platform は、マイクロプレートの自動分注を提供し、少ない容量のシングルウェル、行、

列、アレイおよびプレート全体の分注などを行います。

ディスポーザブルチップピペットヘッドは、サンプルウェル 1 つ、またはサンプルウェルのアレイ（角にあるウェルを含む連続したウェル）の吸引や吐出を行うことができます。これは、主にシングルチップがふさわしい時に使用され、複数のチップやブロックがふさわしい時に使用されることもあります。この性能 は、Bravo Platform の分注タスク（分注パターン設定）内にあり、VWorks Automation Control ソフトウェアで利用できます。分注パターン設定により、全チッ

プバレル、全行、全列または部分的な列や行を使用することができます。

Agilent ディスポーザブルチップピペット
ヘッド

アジレント認定ディスポーザブルチップピペットの詳細は、www.agilent.com/lifesciences/pipettetipsをご覧ください。

分注性能*一緒に使用する場合、Agilent ディスポーザブルチップピペットヘッドおよびチップは、5 % のCV 値で、300 nL ～ 250 µL の範囲の分注容量に対応します。分注容量範囲にある特定の容量に対して各ヘッドを最適化することによって、高い精度が達成されます。2 µL の吐出に対する一般的な %CV は DMSO を用いた場合 2.1 % です。Agilent ピペットヘッドは、多くのライ

フサイエンスラボ用試薬に対応するよう設計されており、最適化した場合、多くの種類の液体
で 5 % よりも良好な CV が達成できます。

Agilent ディスポーザブルチップヘッドは、少量分注（ST）および多量分注（LT）の 2 種類の液体容量で機能するよう設計されています。

*Agilent Bravo Platform の性能データは、アジレント認定の薄壁、低残留量チップを使用し、最適化した液体分類に基づいています。
説明

最大容量

384ST 384 ウェル

70 µL

96ST 96 ウェル

250 µL

96LT 96 ウェル

70 µL

ディスポーザブルチップピペットヘッド
ディスポーザブルチップピペットヘッド
ディスポーザブルチップピペットヘッド

互換性のある

部品番号

96、384、

G5056A/G

96、

G5057A/G

384、

G5055A/G

ウェルフォーマット

1536 ウェル
384 ウェル

1536 ウェル

www.agilent.com/chem/bravo-automated-liquid-handling-platform

11

分注ヘッドAgilent AssayMAP マイクロクロマトグラフィーヘッド

およびアクセサリ

AssayMAP 技術を備えた Agilent Bravo Platform は、オープンアクセスの無人操作自動化によって、複雑なサンプル前処理ワークフローに対応します。96 チャネルの超微量デッドボリュームシリンジを含む Bravo 96AM ヘッドを搭載しており、いずれの方向でも非常に精密な容積式流量コントロールが可能です。Bravo 96AM ヘッドは、ユーザーが簡単に取り付けおよび取り外しを行えるように設計されています。

Agilent AssayMAP 技術に関する詳細は、
www.agilent.com/lifesciences/assaymap-bravo をご覧ください。

AssayMAP カートリッジを一緒に使用した場合、抗体のアフィニティ精製および定量、翻訳後修飾、およびバイオマーカー研究や開発のためのハイスループットで高精度なソリュー

ションを提供します。

AssayMAP 性能を既存の Bravo Platform に追加するには、以下のリストのコンポーネントおよび AssayMAP カートリッジが必要です。異なる AssayMAP カートリッジワーク

フローには、別のアクセサリ構成が必要になることがあります。
説明

部品番号

96AM チップ洗浄ステーション

G5498B/G #057

AssayMAP ヘッド

G5058A

ポンプモジュール 2.0

G5498B/G #058

96AM カートリッジおよびチップステーション*

G5409-20025* 250 µL LT チップの取り付けには、250 µL チップボックスではなく、96AM カートリッジおよびチップ設置ステーション（特別なチップフォルダ）が必要です。

Agilent Bravo 96AM ヘッド、洗浄ステーション、カートリッジおよびチップ設置ステーション

12

Bravo Liquid Handling Platform 用アクセサリカタログ

プレートパッドおよびインサート

Agilent プレートパッド

用語集

Bravo デッキは、標準および特別なプレートパッドとインサートの使用により、さまざまなラボ

ウェア、チップボックス、デバイスに対応するよう設計されています。大半のプレートパッドハー

ドウェアは、エンドユーザーが簡単に移設できますが、ソフトウェアまたはプロトコルの制約によって、特定の種類のプレートパッドを使用する時や場所が規定される場合があります。

– ほぼすべてのデッキポジションに設置可能– FSE による推定設置時間は 0.5 時間（含まれません）
説明

部品番号

デッキプレートパッド（Bravo 標準装備）

G5498B/G #004

デッキプレートパッド、
低型（Bravo SRT 標準装備）

アライメントステーション：マイクロプレートとチップボックスを整列するために設計されたプレートパッド

チップボックス用プレートパッド：デッキ上でチップボックスを保持

インサート：プレートパッド内に設置し、互換性のあるデバイスを定位置に保持（例、ティーチプレートまたはサーマルプレートのインサート）

G5498B/G #005

Bravo プレートパッド、角閉鎖型

G5498B/G #125

Bravo 用縦型プレートパッド

Agilent デッキプレートパッド、低型

プレートパッド：デッキ上でマイクロプレートを保持

G5498B/G #014

Agilent デッキプレートパッド

Agilent Bravo 用縦型プレートパッド

Agilent Bravo プレートパッド、角閉鎖型

Agilent アライメントステーション
Agilent アライメントステーションは、マイクロプレートおよびチップボックスのアライメントと位置決めを改善します。384 チップボックスに推奨され、すべてのデッキポジションに設置できます。

– 一部の Bravo Platform 構成に含まれる– FSE による推定設置時間は 0.5 時間（含まれません）
説明

部品番号

アライメントステーション（パッシブ、スプリングローラ 3 個付 384/1536 プレート、

G5498B/G #028

ST チップボックス）

Agilent アライメントステーション

www.agilent.com/chem/bravo-automated-liquid-handling-platform

13

プレートパッドおよびインサート

Agilent チップボックスプレートパッド
Agilent ディスポーザブルチップボックスプレートパッドは、追加のサポート提供し、ディスポーザ

ブルチップボックスのアライメントを改善します。ほぼすべてのデッキポジションに配置できます。

別名はチップローディングステーションです。

– FSE による推定設置時間は 0.5 時間（含まれません）
説明

部品番号

ST チップローディングステーション（Bravo SRT）

G5498/G #029

LT チップラックインサート、従来の 200 µL チップ用（Bravo SRT）

SRT プレートパッド、250 µL LT チップボックス用

G5498/G #007
G5498/G #020

注：Agilent Bravo Platform は、少量分注（ST）および多量分注（LT）の 2 種類の液体容量で機能します。

Agilent インサート

Agilent デッキプレートパッド：ST チップローディング
ステーション、SRT プレートパッドおよびLT チップラックインサート

Agilent インサートは、Bravo デッキにプレートパッドを乗せる、一般的なパッシブ型機械加工

金属ブロックです。Bravo Platform のその他の Agilent アクセサリを用いてさまざまな設定で使用することができます。

使用できるインサートは、次の 3 種類です。

– ネスト型ラック：ネスト型ディスポーザブルチップに対応し、デッキスペースを節約– ティーチプレート：十字の印が付けられており、ラボウェアをデッキに配置する際の Bravoの使用方法を個別に教えるために使用– サーマルプレート：標準型はまたはペルチェ式サーマルステーションでマイクロプレートへの熱伝導を促進ネスト型ラックインサート

Agilent ネスト型ラックインサートは、ネスト型チップを少量分注（ST）ヘッドで使用する場合に必要です。通常の Agilent プレートパッドのすべてのデッキポジションに設置できますが、チップボックスプレートパッドには設置できません。

– FSE による推定設置時間は 0.5 時間（含まれません）
説明

ネスト型ラックインサート

14

部品番号

G5498/G #003

Bravo Liquid Handling Platform 用アクセサリカタログ

Bravo SRT プレートパッドに乗せた
Agilent ネスト型ラックインサート

プレートパッドおよびインサート

ティーチプレートインサート

Agilent ティーチプレートインサートは、十字の印が付いており、Bravo デッキに設置した後に、オービタルシェーカーステーションなどのアクセサリ用のティーチポイントを調節するために使用します。新しいすべての Bravo Platform に含まれ、すべてのデッキポジションに設置できます。
説明

ティーチプレート、
HW1

部品番号

G5550-17692

Agilent ティーチプレートインサート

サーマルプレートインサート

Agilent サーマルプレートインサートは、マイクロプレートを標準のサーマルステーションまたはペルチェ式サーマルステーションに設置する際の熱伝導を促進します。

説明

部品番号

PCR プレートインサート

G5498B/G #013

インサート 384 Eppendorf twin.tec PCR

G5498B/G #060

ディープウェルプレートインサート

G5498B/G #012

サーマルインサート、U底G5498B/G #126

サーマルインサート、
ディープウェル

G5498B/G #127

Bravo ラボウェアライザー、28.4 mm

G5498B/G #061

Agilent PCR プレートインサート

Agilent インサート 384 Eppendorf twin.tec PCR

Agilent サーマルインサート、U 底

Agilent ディープウェルプレート
インサート

Agilent サーマルインサート、ディープウェル

www.agilent.com/chem/bravo-automated-liquid-handling-platform15

試薬リザーバおよびチップ洗浄ステーション

Agilent 試薬リザーバおよびチップ洗浄ステーション
アジレントは次の 3 種類の試薬リザーバを提供しています。

– オープンリザーバ

統合時のヒント––– オーバーフロートラフ付きリザーバ–– 個別チップチムニー配列付きリザーバ（96 または 384）

Agilent 試薬リザーバは、ライフサイエンスアプリケーションで一般的に使用される多くの試薬および溶媒との併用が認められています。Agilent リザーバでの特定の化学物質また–ポンプモジュールが必要

VWorks によるポンプ制御

推奨されるデッキポジション：1、2、および 3

Bravo および Bravo SRT の全モデルに対応

は溶媒の使用に関してご質問がある場合は、ご使用前に自動化ソリューションテクニカル

サポートにお問い合わせください。

Agilent 自動補充リザーバ：優れた効率

Agilent 自動補充リザーバは、オープン型のリザーバであり、96 および 384 チャネルピペッ

トヘッドに試薬を供給することができ、洗浄チップに優 れた効率を提供し、貴重な洗浄液を節約します。自動補充アクセサリは、オプションの液量検知ステーションに対応し、すべてのデッキポジションに設置できます。

オープン型リザーバは一般的に、試薬を保持し、チムニーを備えたリザーバはチップ洗浄に使用されますが、どちらのリザーバも洗浄液や試薬に応じたアプリケーション、または空

気や光の感度に応じたアプリケーションのどちらに対しても使用できます。

アジレントの自動補充アクセサリは、 ペリスタルティックポンプモジュール （別途購入）を用いて VWorks によって自動で補充または排水が可能です。

– FSE による推定設置時間は 1 時間（含まれません）

説明

自動補充リザーバ

16

部品番号

G5498B/G #053

Bravo Liquid Handling Platform 用アクセサリカタログ

Agilent 自動補充リザーバ

試薬リザーバおよびチップ洗浄ステーション

Agilent オープンバストレイ 1：最適な効率

このトレイは、試薬を 96 および 384 チャネルピペットヘッドに供給することができるオープン型のトレイです。
オーバーフロートラフを備え、清潔な液と廃液の混合を低減します。
これにより、
チッ

プを洗浄し貴重な洗浄液を節約するための高い効率が得られます。自動補充アクセサリは、オプションの Agilent 液量検知ステーションに対応し、すべてのデッキポジションに設置できます。

– FSE による推定設置時間は 1 時間（含まれません）
説明

部品番号

オープンバストレイ

Agilent オープンバストレイ

G5498B/G #048

チップ洗浄ステーション 2：最高の効率

このリザーバは、個別のチップチムニーとオーバーフロートラフを備え、清潔な液と廃液の混合を低減します。最高の効率でチップを洗浄し、貴重な洗浄液を節約することができます。自動補充アクセサリは、オプションの Agilent 液量検知ステーションに対応し、すべてのデッキポジションに設置できます。

– FSE による推定設置時間は 1 時間（含まれません）
説明

ピペットヘッド

部品番号384 チムニー

384 ウェル

G5498B/G #052

96 チムニー

AssayMAP（96）96 チャネル洗浄ステーション
1
2

互換性

96 ウェルまたは 384 ウェル

G5498B/G #051

AssayMAP Bravo

G5498B/G #057
G5498B/G #090

旧オープン型洗浄リザーバおよびオープン型洗浄ステーション
別名 MicroWash reservoir

Agilent 384 チムニーチップ洗浄ステーション

www.agilent.com/chem/bravo-automated-liquid-handling-platform17

試薬リザーバおよびチップ洗浄ステーション

Agilent ペリスタルティックポンプモジュール 2.0
Agilent ペリスタルティックポンプモジュール 2.0 は、自動的に試薬をリザーバに補充するために自動補充アクセサリとともに使用できます。オプションの Agilent 液量検知ステーション（Bravo 診断で適切に設定されている場合）とともに機能し、プロトコルのポンプ試薬タスク中に、リザーバまたはトレイが一定の液量で確実に補充されるようにするために使用します。ポンプモジュールが有効な場合、設置したリザーバの重量をモニタリングすることで、液量検知ステーションが制御を行います。1 つのポンプモジュールは、リザーバと液量検知ステーションの 1 組に使用します。液量検知ステーションは標
準 Bravo プレートパッドを交換します。

– Bravo 上で専用の RJ45 直列接続器を使用– VWorks ソフトウェアの完全な制御下で動作– FSE 推定設置時間：• ポンプモジュール：1.5 時間（含まれません）• 液量検知ステーション：2.0 時間（含まれません）
説明

部品番号

ポンプチューブキット

G5498B/G #001

ポンプモジュール 2.0

G5498B/G #058

液量検知ステーション

G5498B/G #030

A
B

2

1

Agilent ポンプモジュール 2.0（A）、チップ洗浄ステーション（B）および液量検知ステーション（C）

18

Bravo Liquid Handling Platform 用アクセサリカタログ

C試薬リザーバおよびチップ洗浄ステーション

手動補充リザーバ

リザーバ化学的特性

Agilent 手動補充リザーバは、ポリプロピレン製のオープントレイであり、すべてのポジションに

プレートパッドを設置して 96 チャネルおよび 384 チャネルピペットヘッドに試薬を供給することができます。

––

ポリプロピレン製

オートクレーブおよび滅菌は推奨されません。反りが生じる場合があります

96 ウェルおよび 384 チャネルピペットヘッドとともに使用するために最適化されており、溝のあ–ます。リザーバを補充するときや、空にするときには手動で行う必要があります。

–の試薬および溶媒と併用することが認 められています。自動化ソリューションリザーバでの特定–

クニカルサポートにお問い合わせください。

詳細は、自動化ソリューションテクニカルサポート

るスロットを備え、デッドボリュームを最小限に抑え、貴重な試薬を採取し、無駄を最小限に抑え自動化ソリューションリザーバは、ライフサイエンスアプリケーションで一般的に使用される多くの化学物質または溶媒の使用に関してご質問がある場合は、ご使用前に自動化ソリューションテ

水、DMSO、および低濃度の多くの種類の酸

および塩基に対する優れた化学耐性

室温での特定の酸、塩基、溶媒（例、酢酸、エチルアルコールおよびメチルアルコール）との併用に最適

高温での濃酸または一部の塩基との併用は推奨されませんにお問い合わせください。

– どちらの手動補充リザーバも最大容量約 150 mL を保持します（実際の最大容量はアプリケーションごとに異なります）– どちらの手動補充リザーバもデッドボリューム（吸引されない液体）を最小限に抑えるよう設計されています。実際のデッドボリュームはアプリケーションごとに異なり、チップサイズ、
直径、その他の特性による影響を受けます– FSE による推定設置時間は 1 時間（含まれません）
説明

手動補充リザーバ（96 ウェル）

手動補充リザーバ（384 ウェル）

部品番号

G5498B/G #049
G5498B/G #050

Agilent 手動補充リザーバ（96 ウェルおよび 384 ウェル）

www.agilent.com/chem/bravo-automated-liquid-handling-platform

19

フィルトレーション

Agilent 吸引ろ過ステーション

統合時のヒント

アジレントは 多くのコンポーネントを提供しており、フィルトレーションをシンプル、迅速かつ 効率的 に 行うことができます。これらのコンポーネントは、Bravo Liquid Handling

Platform および VWorks ソフトウェアとともに機能するように組み立てられ、検証されてい

–
–

ます。

–

徴としており、ポジション １、2、または 3 で使用することができます。VWorks の直接制御–

リケーションの両方に対応します。フィルトレーションは、手動で実施するか、または Bravo–

Agilent 吸引ろ過ステーションは、マイクロプレートサイズのマニホールド占有スペースを特下で、オプションの小型静動真空ポンプとともに作動します。ろ過廃液およびろ液収集アプ

グリッパーを使って完全自動化モードで実施することができ、吸引ろ過ステーションコンポー

ネントを積み重ねたり、または積み重ねずに実施します。このデバイスの別名は、カスタム

真空源が必要

VWorks による Agilent 真空ポンプ

モジュールの制御推奨されるデッキポジション：1、2、

または 3

自動組み立ておよび分解には Bravo

グリッパーが必要です。

Bravo および Bravo SRT の全モデルに対応

Agilent/Millipore マルチスクリーン HTS 真空マニホールドパッケージです。
– 真空源が必要（含まれません）– 真空源に応じて、2 種類のマニホールドキットを選択して使用することが可能：
Agilent 真空ポンプまたは掃除機/サードパーティの真空ポンプ– オプションの Agilent 真空ポンプは静かで、VWorks ソフトウェア（11.2 以上）に対応– 1 ～ 2 L の真空トラップボトル 1 本、1 ～ 2 L のろ過廃液ボトル 1 本、真空マニホール
ドキット 1 個、ティーチプレート 1 個、ポンプ保護用フィルタ（10/pk）、低型デッキプレー

トパッド 1 個、タイゴンチューブ、その他の付属品、コネクタおよび留め具を含む– FSE による推定設置時間は 1.5 時間（含まれません）
説明

Bravo 吸引ろ過ステーション、ポンプ付き

Bravo 吸引ろ過ステーション、バルブ付き（ポンプなし）

スペーサ、
Bravo 0.5 インチ、各 1 個

スペーサ、
Bravo 0.09 インチ、各 1 個

真空マニホールドトールスカート/カラー

バルブなしの Agilent 吸引ろ過ステーション（真空ポンプは別売り）
およびバルブ付き Agilent 吸引ろ過ステーション

20

Bravo Liquid Handling Platform 用アクセサリカタログ

部品番号

G5432B/G
G5432B/G #001
G5498B/G #062
G5498B/G #063
G5498B/G #069

フィルトレーション

Agilent 真空ポンプ
Agilent 真空ポンプは、VWorks の直接制御下で小さな占有スペースで効率的かつ静かに稼働します。別名は、カスタム Agilent/Vacuubrand 真空ポンプ、ME 4C NT VARIO です。

– VWorks ソフトウェアに対応（11.2 以上）– 内蔵ベントバルブおよび圧力トランスデューサ（ゲージ）を搭載– 0.91 m（3 フィート）通信ケーブル DB9F ヌルモデム、ME 4C NT VARIO 真空ポンプ、LCD
パネル搭載 CVC 3000 コントローラ、ポンプ取扱説明書を含む– FSE による推定設置時間は 1 時間（含まれません）

CVC 3000

説明

真空ポンプ

部品番号

G5498B/G #027

Agilent 真空ポンプおよびコントローラ

Agilent 磁気ビーズアクセサリ
Agilent 磁気ビーズアクセサリは、標準 Bravo デッキプレートパッドに適合し、少量分離のために設計されています（最大 350 µL）すべてのデッキポジションに設置でき、Agilent Bravo NGSWorkstation パッケージすべてに搭載されています。別名 は、カスタム ALPAQUA 96S Super
Magnet Plate パッケージです。

Agilent 磁気ビーズアクセサリは、標準ウェルおよびディープウェルプレート形式での一般的な幅広いラボウェアに対応します。

– 標準的な高さのオプションには、次のような多くの 96 ウェル U 底および V 底プレートが含まれます。Costar 3795 シリーズ、ほとんどの PCR プレート（フルスカート付、セミスカート付

またはスカートなし）、Axygen P-96-450R-C 450 µL 浅型プレート大型内径ウェル、Axygen

P-1 mL-SQ-C ハーフディープウェルプレート。

– ディープウェルオプションは、Abgene AB_1127 ハーフディープウェルプレート、AB_0661、および Ritter Riplate（2mL）を含む。

– Agilent 磁気ビーズアクセサリは、Eppendorf twin.tec 96 ウェル PCR プレート（硬化フレーム）には対応しません。

– FSE による推定設置時間は 1 時間（含まれません）
説明

磁気ビーズアクセサリ

部品番号

Agilent 磁気ビーズアクセサリ

G5498B/G #008

www.agilent.com/chem/bravo-automated-liquid-handling-platform

21

シェイクおよび温度制御

加熱、冷却、シェイクデバイス用 Agilent コントローラ

統合時のヒント

本 セクションにあ げた 製品 の 多くは、 カスタマイズされた INHECO デバイスであり、–

INHECO TEC コントロールユニット（温度/rpm 制御）によって制御されます。

–

TEC コントローラには、次の 2 つのバージョンがあります。シングルテックコントロール–（STC）は 単一の互換性のあるデバイスを制御し、マルチテックコントロール （MTC）は最大 6 つの互換性のあるデバイスを制御します。TEC コントローラは、明記されている場–

合を除き、大半のデバイスで別売りです。

USB 通信VWorks ソフトウェアによる制御

温度範囲については個別のデバイス仕様

を参照

Bravo および Bravo SRT の全モデルに対応– VWorks Automation Control ソフトウェアを実行するホスト PC との USB 通信– 真度 ± 0.5 ℃– ユニバーサル入力、100 ～ 240 V AC、50/60 Hz– 出力装置: STC 1 x 24 V DC、4.5 A。MTC 6 x 24 V DC、4.5 A– 寸法（長さ x 幅 x 高さ）、重量– STC：224 x 177 x 146.5 mm（8.82 x 6.97 x 5.77 インチ）、3.3 kg（8.9 lb）– MTC：255 x 248 x 185 mm（10.0 x 9.73 x 7.28 インチ）、5.5 kg（14.8 lb）– STC または MTC ユニット、マニュアル付き USB メモリースティック、USB ケーブル、および国別対応電源コードを含む– FSE による推定設置時間は 2 時間（含まれません）
説明

STC コントローラ（1 デバイス）

MTC コントローラ（6 デバイス）

部品番号

G5498B/G #016
G5498B/G #015

USB

Tele
Te
le

CPAC
CP
AC

6
2 .00°°CC
21202000000rp
0rppm

ID
ext.
Sensor6

21.55°°CC
21.5
21101000000rp
0rppm

5

USB

4

ID

3

ext.
Sensor

2
1

INHECO STC コントローラ

22

Bravo Liquid Handling Platform 用アクセサリカタログ

INHECO MTC コントローラ

シェイクおよび温度制御

Agilent オービタルシェーカーステーション

使用時のヒント

Agilent オービタルシェーカーステーションは、一般的なライフサイエンスアプリケーションにおける組織培養プレートやマイクロプレート内で液体を攪拌するために設計されています。有線–接続による磁気シェーカーであり、遠隔操作と電源供給が組み合わされています。コンパクトなオービタルシェーカーステーションは、アダプタパッド（含まれます）に設置した場合、標準デッ–キパッドと交換し、ほぼすべてのデッキポジションに設置できます。

–

自動操作を行います。自動開始機能により、振とう工程まで徐々に開始するため、サンプルの飛–オービタルシェーカーステーションは自動的にもとの開始ポジションに戻り、安全かつ継続的にび跳ねを軽減します。この誘導ドライブは、長持ちし、メンテナンス回数を低減します。別名はカ角型サンプルウェルは、円筒形ウェルまたは
円錐形ウェルよりも優れた混合性能を提供

円錐形ウェルの 384 および 1536 ウェルプ

レートは、高速振とうには不向き

200 g を超える充填済みプレートでは 2,000rpm の最大回転数に到達しないことがある

シェーカーの最大保持量は 500 g

スタム INHECO Teleshake で、以下に示すようにコントロールユニットが含まれます。

– VWorks Automation ソフトウェアに対応– すべてのシリアルポートまたは Agilent アクセサリハブ で使用– 入力電源 115 V 50/60 Hz または 230 V 50/60 Hz– 回転速度範囲：100 ～ 2,000 rpm、振幅：2.2 mm– 寸法（長さ x 幅 x 高さ）、重量– オービタルシェーカーステーション

146 x 103 x 39 mm（5.75 x 4.06 x 1.54 インチ）、2000 g（4.41 lb）– コントロールユニット

65 x 100 x 85 mm（2.56 x 3.94 x 3.35 インチ）、500 g（1.10 lb）– オービタルシェーカーステーション、コントロールユニット、ティーチプレート、USB - シリアルアダプタ、デッキ直接取り付け用のオービタルシェーカーステーションインテグレーション

プレート、モジュール接続ケーブル、および PC への RS-232 シリアル接続ケーブルを含む– FSE による設置はオプション
説明

部品番号

オービタルシェーカーステーション、

G5431B/H

オービタルシェーカーステーション、

G5431B/H #001

コントロールユニットを含む

高速、コントロールユニットを含む

Agilent オービタルシェーカーステーションおよびコントロールユニットとマウントプレート

www.agilent.com/chem/bravo-automated-liquid-handling-platform

23

シェイクおよび温度制御

Agilent 加熱シェーカーステーション

統合時のヒント

本 セクションにあ げた 製品 の 多くは、 カスタマイズされた INHECO デバイスであり、–ローラは、明記されている場合を除き、大半のデバイスで個別に購入できます。

–

コントローラで VWorks Contorol ソフト

ジションに設置できます。加熱とシェーカーを組み合わせたこのステーションは、INHECO–

Bravo および Bravo SRT の全モデルに対応

INHECO TEC コントロールユニット（温度/rpm 制御）によって制御されます。本コント
Agilent 加熱シェーカーステーションは既存のプレートパッドと交換し、すべてのデッキポ
STC または MTC コントローラを使用する必要 があります。別名 は、カスタム INHECOINHECO STC/MTC コントローラおよび通信カードが必要ウェアを使用可能

Teleshake 95 です。

– VWorks 自動化ソフトウェア対応– 必要な INHECO コントローラから 24 V DC 電源が提供されます。このコントローラは

ユニバーサル電源を搭載し、個別に購入することができます（INHECO コントローラについては 28 ページ参照）– 加熱性能：100 W– 温度範囲：常温から最高 95 ℃

– 最大回転数：2,000 rpm（重量により異なる）、振幅：2 mm– 寸法（長さ x 幅 x 高さ）、重量– 146 x 103 x 55 mm（5.75 x 4.06 x 2.17 インチ）、2.6 kg（5.73 lb）– コントローラ用の通信カードは含まれませんが必要です– 加熱シェーカーステーション、USB - シリアルアダプタ、ティーチプレート、およびデッキに直接取り付 けるためのオービタルシェーカーステーションインテグレーションプ

レートを含む– FSE による推定設置時間は 2 時間（含まれません）
説明

加熱シェーカーステーション

コントローラ用に必要な通信カード（スロット/シェーカーカード）

24

部品番号

G5498B/G #009
G5498B/G #019

Bravo Liquid Handling Platform 用アクセサリカタログ

Agilent 加熱シェーカーステーション
およびマウントプレート

シェイクおよび温度制御

Agilent 加熱ステーション

統合時のヒント

Agilent 加熱ステーションは、すべてのポジションでデッキの上に取り付けます。占有スペース
はマイクロプレートよりもわずかに大きく、ロボットが適合しやすい形状です。必要な INHECO–STC または MTC コントローラ（個別購入）と使用した場合、常温から約 95 ℃の間にサンプル–

温より高く制御することのみ可能です。加熱/冷却デバイスは、常温よりも低い温度または急速–を維持できます（接触面は約 135 ℃になる場合があります）。加熱ステーションはサンプルを常冷却が必要なサンプルに対して推奨されます。標準およびカスタムアルミニウムアダプタプレー

トは、ラボウェアへの熱伝導を最適化するために使用し、INHECO から直接使用することができます。この製品は INHECO HeatPAC に相当します。

–

INHECO STC/MTC コントローラおよび

通信カードが必要

コントローラが VWorks Automation

Control ソフトウェアを許可

Bravo および Bravo SRT の全モデルに対応

カスタムプレートネストの使用を推奨（G5498B/G #017）– 必要な INHECO コントローラから 24 V DC 電源が提供されます。このコントローラはユニ
バーサル電源を搭載し、個別に購入することができます（INHECO コントローラについては

28 ページ参照）– 37 ℃での目標の温度精度は ± 0.5 ℃（均一性 ± 0.5 ℃）– デバイス底部に組み込まれた便利 な実用的チャネルにより、デバイスの短辺または長辺に沿ってケーブルを送ることが可能– 寸法（長さ x 幅 x 高さ）128 x 88 x 40 mm（5.04 x 3.47 x 1.58 インチ）

– 金属製プレートネスト付き加熱ステーション、PCR アダプタプレート用のマウントフレーム、
ティーチプレート、デッキにデバイスを調整/位置決 め/保持するための低型デッキプレート
パッド（Bravo SRT に標準装備）を含む– FSE による推定設置時間は 2 時間（含まれません）
説明

加熱ステーションコントローラ用に必要な通信カード（スロット/シェーカーカード）

部品番号

G5498B/G #018
G5498B/G #019

Agilent 加熱ステーションと低型デッキプレートパッド

www.agilent.com/chem/bravo-automated-liquid-handling-platform

25

シェイクおよび温度制御

Agilent ペルチェ式サーマルステーション
このステーションは、約 +4 ℃～ +100 ℃の範囲内に温度サイクルを行うことができます。
コンパクトなペルチェ式サーマルステーションはデッキプレートパッドよりも占有スペース

がわずかに大きく、 ポジション 4 と 6 のデッキのみに適合するように設計されています。

Bravo がオプションの 146 mm ライザーを使用していることが必要です（8 ページ参照）。

このデバイスは、単一デバイスを制御するテックコントロールモデルの STC、または最大 6デバイスを制御するテックコントロールモデルの MTC を必要とします。温度は概算値であり、デバイス製造元によって提供される温度に反映されることがあります。このデバイスは、

別名カスタム INHECO CPAC Ultraflat HT2TEC としても知られています。

統合時のヒント––––

ライザーに乗せた Bravo またはベンチトップ

上に穴が必要

ポジション 4 または 6 に設置する必要があるスルーデッキアクセサリ

Bravo および Bravo SRT の全モデルに対応

カスタムプレートネストの使用を推奨（G5498B/G #017）– INHECO コントローラが必要（個別に購入）– 37 ℃での目標の温度精度は ± 0.3 ℃、均一性 ± 0.5 ℃– 24 V DC/4 A 電力は STC または MTC コントローラから供給– 寸法（長さ x 幅 x 高さ）128 x 88 x 80 mm（5.04 x 3.47 x 3.15 インチ）

– 標準的なマイクロプレート用の一般的なプレートネストおよびアダプタを含む– 下表の両製品は G5498B#019（コントローラ用の通信カード）を含む– ペルチェ式サーマルステーション、ティーチプレート、デッキブラケット、カバープレート、
平底プレート、アダプタ、およびスロット/シェーカーカードとコントローラが注文時に含まれる– FSE による推定設置時間は 1.5 時間（含まれません）
説明

ペルチェ式サーマルステーション（STC コントローラ付）
ペルチェ式サーマルステーション（コントローラなし）

ライザー、
146 mm

部品番号

G5498B/G #035
G5498B/G #021
G5498B/G #055

設置には Bravo Platform ライザーが必要

デッキのポジション 4（個別に購入）であり、または 6 に設置する必要があります26

Bravo Liquid Handling Platform 用アクセサリカタログ

Agilent ペルチェ式

サーマルステーション

シェイクおよび温度制御

Agilent プレートネストおよびインサート：
ペルチェ式サーマルステーション用

ペルチェ式サーマルステーション（15 ページ）には、一般的なプレートネストおよびアダプタが含まれ、これらは通常、標準的なラボウェアのマイクロプレート（高さ 14.4 mm）に用いられます。

Agilent カスタムプレートネストは一般的プレートネストと交換して使用でき、互換性のある標

準インサートまたはカスタムプレートインサートの範囲を広げます。サーマルプレートインサート
はマイクロプレートサンプルへの熱伝導を促進するために使用します。

Agilent カスタムプレートネスト

カスタムプレートネストは 3 種類のインサートを収容できます。

– PCR プレートインサートは、大半の 96 ウェル PCR プレートに対応します。このインサート

は、円錐形の穴の開いた、赤アルマイト製です。高容量サンプルウェルのプレートは、ブロッ

ク上部より 4 ～ 5 mm 突き出ることがあります。ロボットが適合しやすいこのデバイスは、

リキッドハンドラデッキに PCR プレートを位置決めするためにも使用することができます。

– インサート 384 Eppendorf TwinTec PCR は、Eppendorf twin.tec PCR プレートに対応。
– ディープウェルプレートインサートは、NUNC、ディープウェル 96 HT、1.3 mL、26025x、278743/52、U 底、スクウェアウェルプレートに対応。

説明

カスタムプレートネスト

PCR プレートインサート

インサート 384 Eppendorf twin.tec PCR
ディープウェルプレートインサート
サーマルインサート U 底

サーマルインサートディープウェル

部品番号G5498B/G #017
G5498B/G #013
G5498B/G #060
G5498B/G #012
G5498B/G #126
G5498B/G #127

本ページのコンポーネントは、Agilent NGS Next Gen Sequencing

ワークステーションで最も多く使用されています。

Agilent PCR プレートインサート、インサート
384 Eppendorf twin.tec、および PCR
ディープウェルプレートインサート

www.agilent.com/chem/bravo-automated-liquid-handling-platform27

シェイクおよび温度制御

Agilent 循環式加熱器/冷却器：

サーマルステーション用

クリーン、コンパクトかつ静か （<60 dBA）な Agilent 循環式加熱器/冷却器はペルチェ式のユニットであり、温度制御された液体を循環させます。Agilent サーマルステーションと併用し、循環によって加熱や冷却が行えるように設計されており、マイクロプレート全体にわたって ± 0.1 ℃の信頼性のある温度制御を実現します。循環式加熱器/冷却器の使用範

統合時のヒント–––

囲は -5 ℃～ +50 ℃です。ただし、温度は概算値であり、マイクロプレートの到達可能な

循環式加熱器/冷却器は、サーマルステーショ

ンの加熱および冷却に使用（別売り）

スタンドアロンデバイスのため、手動による温度制御（VWorks による調整不可）

Bravo および Bravo SRT の全モデルに対応

温度ではなく製造元によって提供される温度を反映することがあります。

循環式加熱器/冷却器およびサーマルステーション（別売り）はスタンドアロンユニットであり、VWorks ソフトウェアと通信しません。すべての温度は手動で設定して固定します。この循環式加熱器は、別名カスタムソリッドステート冷却システム ThermoCube 400 ワット

としても知られています。

– Bravo サーマルステーションと組み合わせて作動（別売り）– ユニバーサル入力 100 ～ 240 VAC、最大 5.4 A– 寸法（長さ x 幅 x 高さ）重量

32.4 x 27.9 x 32.4 cm（12.75 x 11.0 x 12.75 インチ）、11 kg（23 lb）– 2 本の標準 1.83 m（6 フィート）ラインを含む– FSE による推定設置時間は 1.5 時間（含まれません）
説明

循環式加熱器/冷却器

部品番号

Agilent 循環式加熱器/冷却器

G5498B/G #024

加熱/冷却用 Agilent サーマルステーション
Agilent サーマルステーションは、加熱および冷却用に設計されたプレートパッドであり、循
環式加熱器/冷却器に対応します。オペレーティング範囲は、-5 ℃～ +50 ℃であり、循環式加熱器/冷却器（別売り）を使用した場合、温度制御はマイクロプレート全体で± 0.1 ℃に制御します。

統合時のヒント–

マイクロプレート全体の温度均一性を確保–

Bravo および Bravo SRT の全モデルに対応

するには、
プレートインサートが必要

Agilent サーマルステーションは 2 つの設定があり、デッキポジション 4 ～ 9 用の短辺側コネクタとポジション 1 ～ 3 の長辺側コネクタを利用できます。ポジション 1、2、3 用に3 プレートモジュールとして利用することもできます。

– FSE による推定設置時間は 1.5 時間（含まれません）
説明

サーマルステーション（短辺側コネクタ）
サーマルステーション（長辺側コネクタ）
サーマルステーション（3 プレート）28

部品番号G5498B/G #036
G5498B/G #037
G5498B/G #038

Bravo Liquid Handling Platform 用アクセサリカタログ

Agilent サーマルステーション（短辺側コネクタ）

トラッシュ、
ディスポーザブルチップ

Agilent デッキポジショントラッシュ

統合時のヒント

Agilent デッキポジショントラッシュは、スルーデッキポジション 4 と 6 のデッキプレートパッドを交換することによって、消耗品を処理するための便利な場所を提供します。

本デバイスは、Bravo およびトラッシュ回収ソケットをサポートするテーブルに、ユーザー提供による開口部が必要になります。

– FSE による推定設置時間は 0.5 時間（含まれません）。標準的なデッキプレートパッド交換
のみに基づきます。ハードウェア回収またはハードウェアの設置は含みません。

説明

デッキポジショントラッシュ

ライザー、
146 mm–––

スルーデッキマウントおよび Bravo

ライザーが必要

デッキポジション 4 または 6 での設置が必要

Bravo および Bravo SRT の全モデルに対応

部品番号

G5498B/G #056
G5498B/G #055

Agilent デッキポジショントラッシュ

設置には Bravo Platform ライザーが必要

デッキのポジション 4（個別に購入）であり、または 6 に設置する必要があります

www.agilent.com/chem/bravo-automated-liquid-handling-platform29

クイックアクセサリセレクションガイドおよびインデックス

Bravo Automated Liquid Handling Platform 用アクセサリ
説明

通信、入力/出力、および統合

AC リレー（デバイスの電源オン/オフ）

ライトカーテン、標準 Bravo（安全）ライトカーテン、Bravo SRT（安全）VWorks1

利用可能な範囲

コンポーネント2

サードパーティ

部品番号

NA3

NA

NA

G5498B/G #502

NA

NA

NA

制御

デッキ

あり
あり

ポジション

温度

ラップアラウンドライトカーテン、標準 Bravo および Bravo SRT 用（安全）ダストカバー、標準 Bravo および標準ライトカーテン用

G5598AG5498B/G #122

ライザー、146 mm

なし

NA

NA

NA

グリッパーアップグレード、RoHS 指令非対応 Bravo

あり

NA

NA

NA

Bravo ラボウェアライザー、28.4 mm

グリッパーアップグレード、RoHS 指令対応 Bravo
バーコードリーダー

鏡付バーコードリーダー（シリアルポートに必要）

G5498B/G #022
G5498B/G #522

G5498B/G #055
G5498#061
G5199AG5597A

すべて

NA

NA

G5498B/G #031

NA

NA

NA

G5056A/G

NA

NA

NA

G5057A/G

あり

NA

NA

NA

G5055A/G

あり

NA

NA

NA

G5058A

デッキプレートパッド（Bravo に標準装備）

なし

すべて

NA

NA

G5498B/G #004

NANA

G5498B/G #005

アライメントステーション
または ST チップボックス）（パッシブ、384/1536 プレート、

なし

すべて

NA

NA

G5498B/G #028

NANA

G5498B/G #014

分注ヘッド

あり

ディスポーザブルチップヘッド（選択したウェルに同時に液体を吐出：M x N 配列、一列、一行、単一ウェル）

384ST 384 バレルディスポーザブルチップピペットヘッド
96ST 96 バレルディスポーザブルチップピペットヘッド
96LT 96 バレルディスポーザブルチップピペットヘッド

ありあり

マイクロクロマトグラフィー、AssayMAP ヘッド（G5498B/G #057、G5498B/G #058 および G5409-20025 が必要）
ダイレクト置換式シリンジ付 Bravo 96AM ヘッド（AssayMAP カートリッジ用）

プレートパッドおよびインサート

マイクロプレート用プレートパッド

デッキプレートパッド、
低型（Bravo SRT に標準装備）

Bravo 用縦型プレートパッド

すべて

NA

NA

G5498B/G #125

デッキプレートパッド、
96AM 250 µL チップローディングステーション（AssayMAP Bravo）

なし

すべて

NA

NA

G5409-20025

NANA

G5498B/G #028

NANA

G5498B/G #029

チップローディングステーション（Bravo SRT）

200 µL チップボックス（旧 200 µL チップ Bravo SRT）
250 µL チップボックス（Bravo SRT）

インサート

ネスト型ラックインサート（ネストチップを ST ヘッドで使用する際に必要）

ティーチプレート、
HW1（新しい Bravo Platform すべてに含まれる）

3

30

すべて

あり

アライメントステーション
または ST チップボックス）（パッシブ、384/1536 プレート、

2

あり

すべて

Bravo プレートパッド、角閉鎖型

チップボックス用プレートパッド

1

なし

Agilent VWorks Automation Control ソフトウェア

なし
なし
なし
なし
なし
なし

すべて
すべて
すべて

NA

NA

G5498B/G #007

すべて

NA

NA

G5498B/G #020

すべて

NA

NA

G5498B/G #003

NA

NA

G5550-17692

すべて

これらのアクセサリは Bravo Platform での使用のためにカスタマイズおよび最適化されてAgilent Bravo Platform アクセサリは、サードパーティコンポーネントを含む場合がありますが、
おり、
アジレントによってサポートされています。

NA = 該当せず。

Bravo Liquid Handling Platform 用アクセサリカタログ

クイックアクセサリセレクションガイドおよびインデックス

Bravo Automated Liquid Handling Platform 用アクセサリ
説明

VWorks1

デッキ

あり

すべて

試薬リザーバおよびチップ洗浄ステーション

すべてポンプモジュールを使用）
自動補充（明記されている場合を除き、自動補充リザーバ（試薬）チップ洗浄ステーション（マイクロウォッシュリザーバ、384 チムニー）あり

チップ洗浄ステーション（マイクロウォッシュリザーバ、96 チムニー）あり

96AM チップ洗浄ステーション（マイクロウォッシュリザーバ AssayMAP ヘッド）あり

96 チャネル洗浄ステーション

利用可能な

制御

ポジション

1、2、3
1、2、3
1、2、3

温度
範囲

サードパーティコンポーネント2

部品番号

NA

NA

G5498B/G #053

NANA

G5498B/G #052

NANA

G5498B/G #051

NANA

G5498B/G #057
G5498B/G #090

オープンバストレイ（旧オープン洗浄リザーバ、オープン洗浄ステーション）

自動補充リザーバ用ペリスタルティックポンプ

ポンプモジュール 2.0（すべての自動補充リザーバおよび洗浄ステーションに必要。

96AM チップ洗浄ステーションに必要）
ポンプモジュールチューブキット

あり

すべて

NA

NA

G5498B/G #048

あり

NA

NA

NA

G5498/G #058

NA

NA

NA

NA

G5498/G #001

液量検知ステーション（正確な液量制御用）

あり

1、2、3

NA

NA

G5498/G #030

手動補充リザーバ（試薬、384 ウェル）

なし

すべて

NA

NA

G5498/G #050

NANA

G5498/G #049

手動補充（チップ洗浄には推奨されない）
手動補充リザーバ（試薬、96 ウェル）なし

フィルトレーション

すべて

Millipore
MultiScreen

トールカラー、
Bravo 吸引ろ過ステーション、ポンプ付き（真空マニホールドオプション、あり

0.5 インチおよび 0.09 インチスペーサ）

1、2、3

NA

HTS 真空マニホールドおよG5432B/G

び Vacuubrand

ME4C NT Vario
バルブ付吸引ろ過ステーション（ユーザー提供家庭用真空ポンプまたはサードパーティ

Millipore

真空ポンプ。
真空マニホールドオプション：トールカラー、0.5 インチおよび 0.09 インチスペーサ）

Agilent 真空ポンプ（ME 4C NT VARIO）

あり

1、2、3

NA

あり

NA

NA

MultiScreen
HTS 真空G5432B/G #001

マニホールドVacuubrand
ME4C/ME4C

G5498B/G #027

NT Vario

www.agilent.com/chem/bravo-automated-liquid-handling-platform31

クイックアクセサリセレクションガイドおよびインデックス

Bravo Automated Liquid Handling Platform 用アクセサリ
説明

利用可能な

範囲

コンポーネント2

サードパーティ

部品番号

すべて

NA

NA

G5498B/G #008

あり

NA

NA

シングル TEC

あり

NA

NA

VWorks1
制御

デッキ

NA

コントローラ、
加熱/冷却/シェイク（1 デバイス用）

コントローラ、
加熱/冷却/シェイク（最大 6 デバイス用）

磁気ビーズアクセサリ

シェイクおよび温度制御

ポジション

温度

（加熱/冷却/シェイクプレートパッドが必要）
加熱/冷却/シェイク用コントローラ

INHECO STC

コントローラ

G5498B/G #016

INHECO

MTC Multi

G5498B/G #015

TECcontroller

シェイク用プレートパッド（VWorks 速度制御機能を搭載した自己完結型コントローラ、G5498B #019 は不要）

INHECO

オービタルシェーカーステーション

あり

すべて

NA

オービタルシェーカーステーション、
高速

あり

すべて

NA

Teleshake 3 mm

あり

すべて

室温～

INHECO

あり

すべて

室温～

INHECO

シェイクおよび加熱用プレートパッド

加熱シェーカーステーション

および G5498B #019 が必要）
（G5498B #016 または G5498B #015、

加熱用プレートパッド

および G5498B #019 が必要）
加熱ステーション（G5498B #016 または G5498B #015、

Teleshake

2 mm 振幅

G5431B/H

INHECO

125 ℃

135 ℃

振幅（高速）

Teleshake 95

HeatPacG5431B/H #001

G5498B/G #009

G5498B/G #018

加熱/冷却プレートパッド（高さ 14.4 mm のプレートには一般的なネスト、特別なプレートにはカスタムネストを使用。
146 mm ライザーが必要）
ペルチェ式サーマルステーション（一般的なネスト、G5498B #016 および G5498B #019 を含む）
ペルチェ式サーマルステーション（一般的なネストおよび G5498B #019 を含む。
G5498B #016 または G5498B #015 が必要）
サーマルステーション用カスタムプレートネスト（G5498B #12 または G5498B #013 と使用）

インサート、
ディープウェル（G5498B #017 と使用）

あり

4、6

4 ～ 110 ℃

INHECO CPAC

あり

4、6

4 ～ 110 ℃

INHECO CPAC

NA

NA

NA

NA

G5498B/G #017

Ultraflat HT2TEC
Ultraflat HT2TEC

NA

NA

NA

NA

G5498B/G #012

NA

NA

NA

NA

G5498B/G #013

冷却器、ペルチェ式、400 W（G5498B #036、G5498B #037 および G5498B #038 に必要）なし

NA

5 ～ 50 ℃

加熱/冷却用プレートパッド
サーマルステーション（循環式、短辺側コネクタ。
G5498B #024 と使用）なし

サーマルステーション（循環式、長辺側コネクタ。
G5498B #024 と使用）なし

サーマルステーション、
3 ポジション（循環式。G5498B #024 と使用）なし

サーマルインサート U 底

4、5、6、
7、8、9

1、2、3
1、4、7、および 3、
6、9

ソリッドステート

冷却システムG5498B/G #024

冷却器参照

NA

G5498B/G #036

冷却器参照

NA

G5498B/G #037

冷却器参照

NA

G5498B/G #038

ThermoCube

G5498B/G #126

サーマルインサートディープウェル

トラッシュ、
ディスポーザブルチップ

デッキポジショントラッシュ（ユーザー提供コレクタが必要）

2

3

32

G5498B/G #021

インサート、
PCR プレート（G5498B #017 と使用）

循環式加熱器/冷却器

1

G5498B/G #035

Agilent VWorks Automation Control ソフトウェア

G5498B/G #127
なし

4、6

NA

NA

G5498B/G #056

これらのアクセサリは Bravo Platform での使用のためにカスタマイズおよび最適化されてAgilent Bravo Platform アクセサリは、サードパーティコンポーネントを含む場合がありますが、
おり、
アジレントによってサポートされています。

NA = 該当せず。

Bravo Liquid Handling Platform 用アクセサリカタログ

クイックアクセサリセレクションガイドおよびインデックス

Bravo Automated Liquid Handling Platform 用アクセサリ
説明

部品番号

Bravo および BenchCel 用ラボウェアマイクロプレートおよびチューブラック

スタッカーラック

フロントロードラック、
250 mm

G5498B/G #064

トップロードラック、660 mm

G5498B/G #066

フロントロードラック、660 mm

G5498B/G #065

トップロードラック、860 mm

G5498B/G #067

プレートパッド用 SBS ラック、
50 mL

G5498B/G #563

チューブラック

デッキ取り付け用 SBS ラック、
50 mL

プレートパッド用 SBS ラック、
15 mL

デッキ取り付け用 SBS ラック、
15 mL

プレートパッド用 SBS ラック、
10 mL

デッキ取り付け用 SBS ラック、
10 mL

プレートパッド用 SBS ラック、
2 mL

G5498B/G #564
G5498B/G #565
G5498B/G #566
G5498B/G #567
G5498B/G #568
G5498B/G #569

デッキ取り付け用 SBS ラック、
2 mL

G5498B/G #570

Covaris プレートアダプタ

G5498B/G #068

NGS システム用アクセサリ

www.agilent.com/chem/bravo-automated-liquid-handling-platform33

カスタマーサービスおよびテクニカルサポート

自動化ソリューションカスタマーサービス
米国カスタマーサービス

現地製品スペシャリストへのお問い合わせは、866-428-9811 にお電話くだ

さい

日本カスタマコンタクトセンタ

販売、アプリケーション、サポートまたは技術情報については以下にお問い
合わせください
住所
電話

メールアドレス
ホームページ〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1+81-0120-477-111

email_japan@agilent.com
www.agilent.com/chem/jp

ANZ オーストラリアおよびニュージーランドカスタマコンタクト
センタ

販売、アプリケーション、サポートまたは技術情報については以下に

お問い合わせください

電話

1-800-802-402

自動化ソリューションテクニカルサポート
米国および欧州以外の国
電話

メールアドレス

1-800-979-4811（米国のみ）または +1-408-345-8011
service.automation@agilent.com

このテクニカルサポートチームは、カリフォルニア州サンタクララの自動化ソリューション本社内に設置されており、カスタマーサービス、テクニカルサ

ポートおよび機器サービス/修理/フィールドサービス、ならびにプロフェショ

ナルサービス（エンジニアおよびサイエンティストがサポートする契約ハード

ウェア、ソフトウェアおよびアプリケーション）に関連する自動化に関するお問い合わせのお手伝いをいたします。

欧州自動化ソリューションテクニカルサポート
電話

メールアドレス

34+44（0）845 712 5292

euroservice.automation@agilent.com

Agilent CrossLab サービス
Agilent CrossLab は、サービスと消耗品を統合してワークフローをサポートし、お客様の生産性の向上や運用の効率化などの重要な成果を実現するための機能です。アジレントは CrossLab を通じてあらゆる場面で「見えない価値」を提供し、お客様の目標達成を支援します。CrossLab は、メソッドの最適化、柔軟なサービスプラン、あらゆるスキルレベル向けのトレーニングを提供します。またお客様が機器やラボを管理して最高の性能を実現できるように、その他の製品やサービスも多数ご用意しています。

Agilent CrossLab の詳細と、見えない価値から優れた成果を生み出す例については、ホームページをご覧ください。

35

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。

本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2021
Printed in Japan, February 22, 2021
5991-0369JAJP
DE44246.119224537