M a t e ri a l s & P r o d u c t s

隔離病室や除染ブース、外来診察室が場所を選ばず速やかに設置できます。
アキレスエアーテントは発売開始から、約３０年以上実績があり、NBC災害対策用、感染症対策用、一般外来用として、日本赤十字社、消防機関、防衛省、警察機関、また多くの病院で活用されており、日本国内で既に約３,５００式を超える実績があるエアーテントです。

多くの実績と経験により培われた機能性。

除染トレーニング

Jヴィレッジでの設置例

患者搬送

感染対策 陰・陽圧式エアーテントアキレス
エアーテント
5 つの特徴 !!

1

CSM 素材採用 !

気柱素材（エアーテントの心臓部）

エアー漏れの発生を抑制します。
A：表面 CSMゴム層

NPI-66※天幕・床、取り外し構造（メンテナンスに不可欠。）写真は A-812S です。

可能とアフターフォローも充実しております。

B：基布 合成繊維
C：クロロプレンゴム
D：クロロプレンゴム
接着層しています。

感染症対策用陰・陽圧式エアーテント

国内の自社工場で徹底した品質
管 理・検 査・仕上げを行っており、修理、検査等もスムーズに対応①気柱用のCSMゴム素材は、裏ゴム層を2層構造にし、ピンホール等から微量なエアーテントのもっとも重要な気柱には高温（80℃）から低温（−20℃）の環境下でも強く、薬品等の耐性にも優れたCSMゴム素材を使用※本文の説明はアキレスエアーテントNPシリーズ／DRシリーズに当てはまります。ASVシリーズについては裏面の説明をご覧ください。

NEW

2 国内自社工場

4 層構造

CAD 室

② 気柱の貼り合わせ部分は裏側にもシームテープを貼り付け、気密性を高めています。

寸法確認

メンテナンス

気柱貼り合わせ構造（断面図）

既存の陰・陽圧式エアーテント「NPシリーズ」の内側に独自の横間仕切を加えた改良型です。床布と一体構造の内天幕は外して廃棄することが可能です。テント本体を買い替えることなく衛生的な検査空間を低コストで更新することができます。

二重天幕構造内天幕に取付けられた一体構造の横間仕切はテント内を２つのゾーンに仕切り、医療従事者の飛沫感染のリスクを低減します。

（気 柱柱） （気 柱）

吊下げ式内天幕
密閉度、断熱効果、除染効果があります。
内天幕と床布は取り外すことができます。
※交換可能です。

抗菌防カビ配合

二重天幕構造
検査用窓
横間仕切を通して検査することができます。

横間仕切※交換可能です。

２つのゾーンに仕切ることができます。※交換可能です。
※写真は NP-45と前室です。
（前室はオプションです。
）

冷暖房装置
エアコンでテント内の環境を保ちます。
※オプションです。

前室

OPTION

出入口に取り付けることで、・陰圧室として使用する場合、２重扉となります。
・屋外の冷気や雨などがテント内に入りにくくなります。
・雨の際の靴脱ぎ場としても有用です。
※サイズ：幅2.1m×奥行2.5m×高2.35m

陰圧式空気清浄機（ACE-4000NP）
冷暖房装置（CAC-T3.6）
HEPAフィルター
紫外線ランプ
活性炭フィルター
粗フィルター

空気感染隔離室のための、感染管理と換気要求の下記項目に準拠● 室内空気はHEPAフィルターを通して排気する。
● 陰圧装置内にHEPAフィルターを補填する目的で紫外線殺菌装置を設置する。

汚染空気

横間仕切のレイアウト<CDCガイドラインのPartⅡ>● 室内空気の換気回数を1時間に12回以上とする。
● 室内・外の気圧差が2.5Pa以上の陰圧を保持するのに十分な吸気・排気流量をとる。
● 室内の空気はHEPAフィルターを通過した後に再循環可能とする。

主な装備

本体：１台 ／ 内天幕（横、縦間仕切付き）：一式 ／ 水のう：一式
空気清浄機：１台 ／ ブロア：１台 ／ エアー分岐セット：１台
コードリール：１個 ／ 三つ又延長コード：３個 ／ 照明灯：４本 ／ 照明灯ケース：１個

高さ

テント収納袋：１枚 ／ ブルーシート（PE）床上掛け：１枚 ／ ブルーシート（PE）床下敷き：１枚 ／ フットポンプ：１個

標準付属品

固定用ロープ：１０本 ／ 天幕固定用テントペグ：１０本 ／ 床固定用ロープ付きテントペグ：６個 ／ ハンマー：１個
安定用砂袋：３０枚 ／ 圧力計：１個 ／ Ｓ字フック：３０個 ／ 補修セット：１個 ／ バルブレンチ：１個 ／ 付属品収納ケース：１個型

番

展張時サイズ

収納時サイズ（幅 × 長さ × 高さ）（横 × 縦 × 高さ）

6 × 6 × 3m

1.2 × 0.8 × 0.7m

重量

素材

幅気柱太さ × 本数

価格（税抜き）縦気柱φ41cm × 3／横気柱φ32cm × 64,883,000円

長さ

PVC引布
NPI - 66

180kg

（天幕・床）

ＣＳＭ引布（気柱）※上記価格は本体価格であり、消費税が別途加算されます。

3 ISO 取得工場〜全数検査

4 全面結合方式（気柱）

5 構造材不要

アキレスは設計開発から生産まで適切な品質
管 理 のもとで一 貫して行っています。製品はすべて国内のI S O 取 得した自社工場で全数検査しておりますので、安心してご使用いただけます。

縦 気 柱 と 横 気 柱 の 結 合 は テ ント の横 揺 れ を 抑 え 、安定性を高める為に、部分結合ではなく、円周すべてを接合する

FRPロッドや鉄パイプ等の構造材は一切不要。

全面結合方式を採用。
エアーのみで充気。

構造材を差し込んでからエアー充気。

アキレス製品

他社製品
FRPロッド※気柱の直交構造が風に強いテントを作ります。

陰陽圧テントNP シリーズ

NP-45

テント内部の気圧を外気圧に対して低くする 陰圧環境 を作り出すシステム。空気感染ウィルスの拡散防止に効果があり、病院前の仮診察室などに活用頂けます。通常仕様のNPT-45（一重天幕）と、
陰圧装置・エアコンのの 能力をを最大限限に引き出す 二重天幕構造 のNPシリーーズがが陰圧装置
エアコンの能力を最大限に引き出すのNPシリーズがあります。

二重天幕構造室内の密閉度が向上し、断熱効果、除染効果が高まります。
除染効果が高まり

表示布

陰圧テントを詳しく知りたい方はこちらをご覧ください※オプションで取付可能。

（気 柱） （気 柱）

抗菌防カビ配合
ジェットファーネス（暖房装置）※オプションです。

<CDCガイドラインのPartⅡ>
ドラインのP
空気感染隔離室のための感
空気感染隔離室のための感染管理と換気要求の下記項目に準拠
室内空気はHEPAフィルターを通して排気する。
● 室内空気はHEPAフィル● 陰圧装置内にHEPAフィルターを補填する目的で陰圧装置内にHEPAフィ
紫外線殺菌装置を設置す紫外線殺菌装置を設置する。

陰圧式空気清浄機
固定用水のう暖房

二重天幕構造室内空気の換気回数を1時間に12回以上とする。
● 室内空気の換気回数を1● 室内・外の気圧差
外の気圧差が2が2.55
外の気圧差が2.5Pa以上の陰圧を保持するのに十分な吸気・排気流量をとる。
排気流● 室内の空気はHEPAフィルターを通過した後に室内の空気はHEPAフ
再循環可能とする。

空気清浄

陰圧式空気清浄機（ACE-4000NP）

共通

本体 ： 1台 ／ 水のう： 一式 ／ ブロア ： 1台 ／ ブロアホース ： 1本
コードリール ： 1個 ／ 空気清浄機 ： 1台 ※ＮＰ−６９は2台です。

HEPAフィルター
紫外線ランプNPT-45 照明灯 ： 2本 ／ 照明灯ケース ： 1個 ／ 三つ又延長コード ： 1個

主な装備

NP-45

照明灯 ： 3本 ／ 照明灯ケース ： 1個 ／ 三つ又延長コード ： 1個

NP-66

照明灯 ： 4本 ／ 照明灯ケース ： 1個 ／ 三つ又延長コード ： 2個

NP-69

照明灯 ： 8本 ／ 照明灯ケース ： 2個 ／ 三つ又延長コード ： 2個

活性炭フィルター
プレフィルター
暖房機（AJF-T33ジェットファーネス）汚染空気

テント収納袋 ： 1枚 ／ ブルーシート（PE）床上掛け ： 1枚 ／ ブルーシート（PE）床下敷き ： 1枚 ／ フットポンプ ： 1個 ／固定用ロープ ： 4本 ／ 天幕固定用テントペグ ： 4本 ／ 床固定用ロープ付きテントペグ（NPT-45、NP-45、NP-66 ： 6本）
・

標準付属品

圧力計 ： 1個 ／ S字フック（NPT-45 ： 30個）
・
（NP-45、NP-66 ： 15個）
・
（NP-69 ： 21個）／吊り下げ用D環（NPT-45 ： 30個）
・
（NP-45、NP-66 ： 8個）
・（NP-69 ： 12個）／ 補修セット ： 1個 ／ バルブレンチ ： 1個
付属品収納ケース ： 1個
展張時サイズ

収納時サイズ（横 × 縦 × 高さ）

NPT - 45

4 × 5 × 2.8m

1 × 0.7 × 0.5ｍ

65kg

NP - 45

4 × 5 × 2.8m

1 × 0.8 × 0.6ｍ

90kg

NP - 66

6 × 6 × 3m

1.2 × 0.8 × 0.7m

135kg

NP - 69

6 × 9 × 3m

1.1 × 1 × 0.7m

185kg

番

幅長さ

※NPT-45のみACE-4000Eが標準付属されます。

（幅 × 長さ × 高さ）型

高さ（NP-69 ： 8本）／ ハンマー ： 1個 ／ 安定用砂袋（NPT-45、NP-45 ： 30枚）
・
（NP-66 ： 50枚）
・
（NP-69 ： 80枚）／

重量

素材

PVC引布
（天幕・床）

ＣＳＭ引布

気柱太さ × 本数

価格（税抜き）縦気柱φ34cm × 3／横気柱φ27cm × 6

3,391,000 円

縦気柱φ34cm × 3／横気柱φ27cm × 6

4,834,000 円

縦気柱φ40cm × 3／横気柱φ32cm × 6

6,138,000 円

縦気柱φ40cm × 4／横気柱φ32cm × 98,838,000 円（気柱）※上記価格は本体価格であり、消費税が別途加算されます。

テントの展張方法 ※展張例はハンディーブロアを使用した場合の手順。
12※すべての作業（開梱から展張まで）は15 分以内で完了です。
（ 3〜4名時）
3大口径バルブ（PHNバルブ）

54

アキレスエアーテントに採用しているバルブは、充排気のスピードがスムーズな大口径バルブです。
（充気口径約25mm・排気口径約31mm）

運搬（梱包状態）

PHNバルブ

バルブ接続

充気開始

30秒経過

展張完了
（展張完了まで約6分）

テントの収納方法
12

3

排気完了

排気開始

除染テント
ＭＣ−２、
ＤＲシリーズ

MC-2

54

前後面を揃えます

側面を揃えます6

半分に折り込みます

7

さらに折り込みます

丸めます

NBC災害で必要とされる除染作業。エアーテントにシャワーブースを組み込んだ除染エアーテント
は、緊急時にも素早く除染システムを展開出来ます。除染の基本的な流れとなる脱衣 → シャワー →着衣までを1つのレーンとしてテント内にパッケージ。
シャワーブースでは温水が使用出来る様、給湯器を標準装備しています。除染に使用した汚染水は外部のブレーダーバッグに貯水されます。

二重天幕構造（脱衣室、シャワー室、着衣室）
室内の密閉度が向上し、断熱効果、※中央に仕切りを設置し、左右に除染効果が高まります。
2 レーン設けています。
表示布（気（気 柱）柱）（気 柱）※オプションで取付可能。

抗菌防カビ配合

二重天幕構造

シャワー室

2レーン
MC-2の特長

固定用水のう本体 ： 1台 ／ 水のう： 一式 ／ ブロア ： 1台 ／ ブロアホース ： 1本
スノコ ： 1個 ／排水ポンプ ： 1台 ／ ブレーダーバッグ ： 1個
Vアダプター ： 1個 ／ 照明灯ケース ： 1個 ／コードリール ： 1個型

番

MC-2

着衣室

スノコ スロープ
脱衣室

MC-2

シャワー（頭上：2本）
・（ハンド：4本）／ 給湯器：1台 ／ 照明灯：3本 ／ 三つ又延長コード：3個
ブロックスノコ： 2セット（8枚）／ スノコスロープ： 8個 ／ デコンプール ： 1式

DR-2W

シャワー（ハンド ： 2本）／ 給湯器 ： 1台 ／ 照明灯 ： 3本 ／ 三つ又延長コード ： 2個
ブロックスノコ ： 1セット（4枚）／ 排水トレイ支持パイプ ： 1個 ／ 排水トレイ ： 1式水槽
水道設備がない場合は、水槽に水を貯めて水を供給します。
※オプションです。

シャワー（頭上 ： 1本）
・（ハンド ： 2本）／ 三つ又延長コード ： 1個 ／ デコンプール ： 1式

DR-1S

標準付属品

※オプションです。

MC-2は外天幕を装備した二重天幕型。
外天幕を装備した二重天幕型。厳しい気象条件の中でも除染システムを確保します。
また、MC-2はストレッチャーのままでシャワーブースに入れます。装備を変えることで陰陽圧テントとして使用することも出来ます。
共通

主な装備

ブレーダーバッグ 1.8t

ジェットファーネス（暖房装置）

テント収納袋 ： 1枚 ／ ブルーシート（PE）床上掛け ： 1枚 ／ ブルーシート（PE）
床下敷き ： 1枚 ／ フットポンプ ： 1個
固定用ロープ： 4本 ／ 天幕固定用テントペグ： 4本 ／ 床固定用ロープ付きテントペグ（MC-2 ： 6本）
・（DR-2W、DR-1S ： 4本）
ハンマー（MC-2 ： 2本）
・（DR-2W、DR-1S ： 1本）／ 安定用砂袋（MC-2、DR-2W ： 30枚）
・（DR-1S ： 15枚）
圧力計 ： 1個 ／ S字フック（MC-2 ： 32個）
・（DR-2W ： 12個）
・（DR-1S ： 4個）／ 吊り下げ用D環（MC-2 ： 32個）
・（DR-2W ： 12個）
・（DR-1S ： 4個）／ 補修セット ： 1個 ／ 付属品収納ケース ： 1個 ／ バルブレンチ ： 1個
展張時サイズ

収納時サイズ（幅 × 長さ × 高さ）（横 × 縦 × 高さ）

4 × 7.3 × 2.8m

1.2 × 0.9 × 0.7ｍ

重量130kg

DR-2W

2.5 × 4.6 × 2.35m

1.3 × 0.7 × 0.6ｍ

57kg

DR-1S

2.15 × 2.5 × 2.35m

0.8 × 0.6 × 0.4ｍ

22kg

素材

PVC引布（天幕・床）ＣＳＭ引布（気柱）

高さ

幅長さ

気柱太さ × 本数

価格（税抜き）縦気柱φ34cm × 3／横気柱φ27cm × 6

6,538,000 円

縦気柱φ19cm × 3／横気柱φ19cm × 10

3,697,000 円

縦気柱φ19cm × 2／横気柱φ19cm × 3

1,694,000 円※上記価格は本体価格であり、消費税が別途加算されます。

DR-2W（気（気 柱）柱）（気 柱）（脱衣室、シャワー室、着衣室）

DR-1S

灯油式給湯器（キャスター100）

化学防護服の除染にはDR-1S

固定用水のう救助活動において使用される化学防護服の除染活動には脱衣・着衣の不要なDR-1S。
装備を絞ることにより迅速な展開が可能となります。

抗菌防カビ配合

アキレスエアーテントこれまでの納入実績（敬称略）●全国の消防本部・消防局●防衛省（陸上自衛隊・航空自衛隊） ●海上保安庁●警察庁●東京航空局・大阪航空局●日本赤十字社●JICA●その他民間企業

様々な状況下においても対応できる豊富なオプション部品をご用意しています。

オプション部品

エアーテント専用に設計された電動式ブロアやエアーガンの充気装置、より厳しい環境下でのテント野営を可能にする冷暖房設備を始め、照明器具やエアーマットなどの基本的なものから、各テントを有効に活用するための装備が充実しています。

ハンディーブロア（AM-100HP） 日本製

ハンディーブロア（AM-70）
価格 80,000円

価格 120,000円
エアーテント用強力ブロア。
66サイズのテントが約3分で立ち上がります。
（エアー分岐セット併用時）

エアーガン（＃300）

価格 84,000円

価格 120,000円

ハンディーブロアと組み合わせてテントへの送気を効率的に行います。

100Vの電源で使用出来、充気時間を大幅に短縮します。

電 源： AC 100 V（50 ／ 60 Hz）
モーター開放入力 ： 1100 W
モーター開放電流 ： 11.7 A
最大風量： 2900 L（2.9 ㎥）／ min.
最大真空圧： 32 kPa
最大エアー出力 ： 420 W
重 量： 4.2 kg

ハンディーブロア分岐セット

定格電圧：100 V（50 ／ 60 Hz）／
最大連続使用時間：20 分
最大出力：800 W
メイン
最大圧力：18.4 kPa
モーター
最大風量：1440 L（1,44 ㎥）／ min.
最大出力：1600 W
最大圧力：37.6 kPa
最大風量：2000 L（2.0 ㎥）／ min.

ブースター

※NP、DR、MCの標準装備品です。

3分岐にする場合は、ホースを一つ外し、付属の目蔵キャップをはめ込みます。
※NP、DR、MCの標準装備品です。

呼吸器用ボンベからエアーテントに充気を行います。
14.7MPa／29.6MPaボンベ双方に対応。最大送気圧20kPa。
アスピレーター機構付き。

冷暖房装置（CAC-T3.6）

暖房機（AJF-T33 ジェットファーネス）暖房機用電源装置

暖房機（FF-H3.6）

価格 950,000円

価格 620,000円

価格 680,000円

価格 275,000円

暖房機（FF-H3.6）用の電源ユニットです。暖房機を8時間運転することができます。

暖 房 能 力 3 . 6 k w 、燃 焼 ガス は
テント外に排 気し室 内 の 空 気をクリーンに保ちます。ASH、ASVシリーズ用。※ASH専用です。

KS2−30N
種類： 据置式・屋内用
タンク容量 ： 38リットル製造番号 ： 4052000181

AC100V、架台・変換コード、キャスター付き。
ー付き
冷房能力3.6kW、暖房能力4.2kW

暖房能力33kwの強力暖房機。燃焼ガスは煙突から暖房能力33kwの強力暖房機
燃焼ガスは煙突から排気、クリーンな外気を暖めてテント内に送ります。

消火栓アタッチメント
消火栓仕様 360,000円

ブロックスノコ（4枚セット）1,350×500mm 66,000円
価格
900×500mm 34,000円

ブレーダーバッグ 1.8t

ブレーダーバッグ Vアダプター

スポットクーラー

価格 130,000円

価格 25,000円

価格 125,000円

シャワー室の簡易足場として使用します。
※DR-1S、MC-2の標準装備品です。

除 染 テント から 汲 み 上 げ た 汚 水 をブレーダー バッグに貯めます 。最 大
1.8tまで貯水できます。

排水ホースとブレーダーバッグの接続アダプター。赤のスイッチで汚水の流れを閉・開します。
※DR、MCの標準装備品です。

冷房能力2.2kW※エアーテント専用の排気ダクトが付属します。
※ASH専用です。

価格 （減圧器付）

98,000円

消防車仕様※写真は消火栓仕様です。
シャワーシステムに消火栓や消防車から給水を可能にするアタッチメントです。安定した水圧と水量が確保できる消火栓は除染活動の大きな助けとなります。

※DR、MCの標準装備品です。

エアーフロア（DS-5）

灯油式給湯器（キャスター100）

圧送ポンプ

価格 148,000円

価格 780,000円

価格

幅：90cm×長さ：5m。
エアーテントの床部に広範囲なエアーマットを 設 置 で きます 。6 6 サ イズ のテントに最大6枚入ります。
※写真は2枚つなげています。

給水方式： 水道直結式
使用燃料： 灯油（JIS 1号灯油）
タンク容量： 25 L
燃料消費量： 5.4 L / h
質量： 76.8 kg
電源電圧及び周波数 ： 100 V 50 / 60 HZ
外形寸法：幅850 mm
： 奥行1125 mm：
高さ790 mm（キャスター含む）
キャスター 付きで 運 搬 が 容 易 。
665 mm（キャスター除く）
真冬でも約40℃のお湯が供給
定格消費電力： 点火時 780 / 780 W
できます。
燃焼時 最大燃焼時 63 / 63 W
※DR-2W、MC-2の標準装備品です。

コードリール

排水ポンプ（LB-250A）

価格 36,000円

価格 78,000円

照明灯
フローレンライト

150,000円

価格 52,000円

貯水槽からシャワーシステムに給水するポンプです。

コード長 2.5m
長さ 約150cm※NP、DR、MCの標準装備品です。

相・定格電圧： 単相 100 V
モーター定格出力 ： 125 W
定格消費電力： 295 W
定格周波数
： 50 - 60 Hz
制御方式： PAMインバータ制御
揚水量（L / min） ： 21（吸上げ高さ8m時）（全揚程12m時）
28（吸上げ高さ3m時）
質量： 13 kg

LEDレンカライト

シャワー配管セット

価格 46,000円

コード長 2.5m長さ 約150cm

排水トレイ支持パイプ
価格 26,000円

価格
長さ：30m ／コンセント3口防雨仕様。
アース、温度センサー、漏電遮断器付き

テント運搬台車
価格 98,000円

定格電圧： 100 V
口径： 40 mm
定格消費電力 ： 420 W
全揚程 ： 6 m
絶縁： E定格出力 250 W 定格周波数 ： 50 Hz
吐出量 ： 0.10 ㎥ ／ min
定格電流 ： 5.4 A※DR、MCの標準装備品です。

発電機（ホンダ EU-24i / 28i）
価格

EU-24i 265,000円
EU-28i 348,000円

シャワー ル ー ム 床 部 の 四 方 を160,000円
124,000円
MC-2／頭上シャワー2本 + ハンドシャワー4本 230,000円
DR-1／頭上シャワー1本 + ハンドシャワー2本

起こし、水を止める用途に使用

DR-2／ハンドシャワー2本します。

※DR、MCの標準装備品です。

防水3つ又延長コード※DR-2Wの標準装備品です。

固定用水のう（収納箱付き） エアースノコ スロープ

（アース付き）価格 65,000円

前室（風除室）価格 780,000円

価格 12,000円

価格

荷台サイズ ：120cm×75cm
ブレーキ付き耐荷重：500kg

100 V - 2.8kW
サイズ ： 65cm×45cm×55cm※写真はEU-24iです。

長さ：10m ／ 防雨仕様。

85,000円
45サイズ（2本）
66サイズ（2本）
95,000円
69サイズ（2本） 185,000円
DR-1S （2本）
62,000円
MC-2 （2本）
95,000円※NP、DR、MCの標準装備品です。

脱衣室、シャワー室、着衣室の間に敷き、患者をストレッチャーに乗せたまま無理なく除染可能です。
※MC-2の標準備品です。

出入口に取り付けることで屋外の冷気や雨などがテント内に入りにくくなります。雨天の際の靴脱ぎ場としても有用です。

※上記価格は全て本体価格であり、消費税が別途加算されます。

ASHシリーズは、応急救護所、飛沫感染の拡大を防ぐ病院前設置の発熱外来として、エアーテントの特徴を活かし素早く展張し、傷病者を風雨から守ります。

※前室を備えたイメージです。

表示布ASH シリーズ

※オプションで取付可能。

ASH-66（気 柱）● 天幕・床にPVC引布を使用したエコノミータイプ。
● 気柱には上位機種と同じく信頼性の高いCSM引布を使用。
● 側面及び前後面の開放が可能。

（気 柱）● 前後面同士を大きく連結させる新連結方式を採用。
（ V-69を除く）● 防水帯・採光窓など必要装備も充実。

抗菌防カビ配合

テント収納袋 ： 1枚 ／ ブルーシート（PE）
床上掛け ： 1枚 ／ ブルーシート（PE）
床下敷き： 1枚 ／ フットポンプ ： 1個 ／ 固定用ロープ： 10本（V-69 : 4個） ／標準付属品

天幕固定用テントペグ ： 10本（V-69 : 4本）／ 床固定用ロープ付きテントペグ ： 6本（V-69 : 8本）／ ハンマー ： 1個 ／ 安定用砂袋 ： 30枚（V-69 : 80枚）／
圧力計：1個 ／ S字フック：30個（V-69 : 42個）／ 吊り下げ用D環：30個（V-69 : 42個）／ 補修セット：1個 ／ 付属品収納ケース：1個 ／ バルブレンチ：1個型

番ASH-45
ASH-66
V-69

展張時サイズ

収納時サイズ（幅 × 長さ × 高さ）（横 × 縦 × 高さ）

4 × 5 × 2.55m

1.1 × 0.8 × 0.6ｍ

6 × 6 × 3m
6 × 9 × 3m

1.2 × 0.9 × 0.6ｍ
1.3 × 0.9 × 0.7ｍ

重量

70kg
110kg
140kg

素材

PVC引布（天幕・床）CSM引布（気柱）

気柱太さ × 本数

価格（税抜き）縦気柱φ34cm × 3／横気柱φ27cm × 6

2,100,000 円縦気柱φ41cm × 3／横気柱φ32cm × 62,600,000 円

縦気柱φ40cm × 4／横気柱φ32cm × 93,200,000 円※上記価格は本体価格であり、消費税が別途加算されます。

隔離陰圧病棟 エアーテントシステム
エアーテントシステムは5基のエアーテントにより構成される、独立した陰圧病棟を屋外に設置するためのシステムです。5基のエアーテントはそれぞれ受付・診療室・病室・検査室・シャワー室の機能を有し、システム内での長期滞在を可能としています。
システム内を陰圧に保つために陰圧式空気清浄機を備え、冷暖房を装備、さらに排泄物内のウィルスを減少させる電気焼却式トイレを備える隔離用エアーテント式病棟となっています。

■このカタログの内容は2021年10月現在のものです。■掲載されている仕様は予告なく変更することがあります。

2110.5（1）.SP