NE-UP

NEW! LI

NE-UP

NEW! LI

CLP-35DDSF/45DDS/85DDS
全自動歯形・歯すじ・ピッチ測定機
本社〒577-0032
大阪府東大阪市御厨6-5-16
TEL.06(6782)0646
FAX.06(6782)0649

Head Oﬃce
6-5-16 Mikuriya, Higashi-Osaka City, Osaka
577-0032, Japan
TEL. +81-6-6782-0646
FAX. +81-6-6782-0649

東京営業所〒337-0051
埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-8-8
サンクレイドル東大宮駅前202
TEL.048(871)6931
FAX.048(871)6933

Tokyo Sales Oﬃce
Sun Cradle Higashi-Omiya Sta. 202,
4-8-8, Higashi-Omiya, Minuma-ku, Saitama City,
Saitama 337-0051 JapanTEL. +81-48-871-6931
FAX. +81-48-871-6933

上海事務所〒200-336
上海市長寧区婁山关路85号
東方国際大厦D座405 A-B
TEL. +86-21-6235-1336
FAX. +86-21-6235-1821

Shanghai Sales Oﬃce
D-405A-B Room, Oriental International Plaza,
85 Lou Shan Guan Rd, Changning, Shanghai,
200336, China
TEL. +86-21-6235-1336
FAX. +86-21-6235-1821

韓国現地法人 (OSK KOREA CO., LTD)
〒16489京畿道水原市八達区仁渓路120 Smart tower RM614
TEL. +82-31-234-8551
FAX. +82-31-234-8552

Korean Oﬃce (OSK KOREA CO., LTD)
16489 RM614, Smart tower, 120, Ingye-ro,
Paldal-gu,Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea
TEL. +82-31-234-8551
FAX. +82-31-234-8552

インド現地法人 (OSK Precision Machinery Pvt. Ltd.)3-51-17, Teachers Colony, Gunrock, Trimulgherry,
Secunderabad-500015, Telangana, India
TEL. +91-80080-77755 (駐在員携帯電話)

Indian Oﬃce (OSK Precision Machinery Pvt. Ltd.)3-51-17, Teachers Colony, Gunrock, Trimulgherry,
Secunderabad-500015, Telangana, India
TEL. +91-80080-77755 (Mobile of staﬀ)

Full automatic gear measuring machinefor proﬁle, helix and pitch

大阪精密機械株式会社
OSAKA SEIMITSU KIKAI CO., LTD.
認証範囲は国内に限る

当社歯車測定センター(GMC)は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。
JCSS0190は当社歯車測定センターの認定番号です。

大阪精密機械株式会社
OSAKA SEIMITSU KIKAI CO., LTD.

22.10.500

CLP-35DDSF/45DDS/85DDS
ダイレクトドライブ方式歯車測定機

多彩な測定事例 Varieties of measurement
インターナルギヤ

波動ギヤ

ウォーム

ウォームギヤInternal gear

Strain wave gear

Worm

Worm gear

ラック

ホブ

シェービングカッタ

ピニオンカッタ

Rack

Hob

Shaving cutter

Pinion cutter

Direct drive type gear measuring machine
従来の歯車測定をより安定化し、高精度に、そして多様性に優れた測定の実現
Realization of higher stability and precisionalso more diversity than conventional measurement
歯車測定に特化したCLPシリーズに、従来の測定では難易度の高い、歯車以外の形状測定機能を追加し、より高精度で、安定性の高い測定の実現の為、測定機構の全面的な見直しを行いました。

主な特徴

本体ベッドとセンターサポート部に花崗岩(Granite)を採用し、制御盤を機械本体の外に配置することにより、外部環境や使用による温度変化にも影響を受けづらく、従来設備より更に安定した測定が可能となりました。

測定動作の安定化
全軸ダイレクトドライブ機構を採用し、ボールねじや減速機を無くすことで、測定スピードの向上を図り、更に静粛性を高めるだけでなく振動低減にも寄与し、従来機以上の測定動作の安定化を図りました。

特殊形状測定の対応充実
検出器にはリニアエンコーダを採用し、より細かい誤差の検出が可能となりました。また、3軸検出器（3Dプローブ）を取り付けることにより、1軸検出器が苦手とする、インボリュート形状以外の特殊形状の測定にも対応しました。

メンテナンスの簡略化
アキシャル軸及びセンタ台にバランスウェイトを採用し、全軸にメンテナンスフリーのリニアガイドを採用することで、定期的なグリスアップが無くても耐摩耗性を維持させることが可能になりました。
また、従来機と同様、インターフェースや周辺機器はユニットごとに交換できる設計としており、万一何かのトラブルが発生した場合にも最小限の交換や修理で速やかに復旧

1

精度検査出力線図 Output of measured data
歯形誤差・歯すじ誤差の測定
Measurement of profile deviations
and helix deviations

Major features

測定精度の向上と安定化できます。

The measuring mechanism of these models were completely reviewed
to provide higher precision and stability on measurement. Also measuring feature of non-involute profile which had been high level of difficulty
for conventional system has been added on CLP series dedicated toinvolute gear measurement.

Improvement and stabilization of measuring accuracy
By using Granite bed and center support for main body andcollocating control device out of machine body, the machine isunaffected by ambient temperature change or the heat generation of control device, and achieves even more stable measurement than the conventional models.

Stabilization of measuring motion
The adoption of direct drive mechanism for allaxes instead of ball screw and speed reducer
contributed to not only increase of measuring
speed and quietness but also reduction of noise andvibration. Furthermore, this revision leads to stability ofmeasuring motion exceeding conventional machines.

Adaptive enhancement ofspecialized form measurement

ドグ歯の測定Measurement of dog toothLinear encoder on the probe enabled detection of minuteerror. Also by the use of three-dimensional probe,measurement of specialized form apart from involuteform, at which one-dimensional probe isn’t suitable has
been made possible.

Simpliﬁed maintenance support
structure
By the adoption of balance weight for the axial slide
and the center support and maintenance-free linear
guide for all axes, these models can keep wear
resistance without regular greasing.
As well as the conventional machines, the interfaces andperipheral equipment are designed with module concept
and the system can be resumed with minimum replacement work in case of trouble.

ハイポイドギヤの測定

Measurement of hypoid gear

幾何偏差の測定

Measurement of geometrical deviation
2

CLP-35DDSF/45DDS/85DDS
3Dプローブ測定

3D Probe measurement

仕様

Specification
CLP-35DDSF

ハイポイドギヤの測定
従来はハイポイド専用測定機のみで測定可能であったかさ歯車及びハイポイドギヤの測定が可能となりました。

Hypoid gear measurement

測定項目
Measuring item

基準端面、基準軸（内外径・歯先・ピッチ円など）を測定し、測定基準を自動設定します。
これにより、歯車の取付け時の偏心・傾きを補正し、機能軸基準測定が可能です。
心出しが困難な、内歯車の段取り時間の削減に有効です。

Eccentricity compensation

Datum surface and cylinder (outer, inner, tip or pitch diameter) arechecked ﬁrst, and datum axis established.
Eccentricity and inclination of measuring gear are compensated andfunctional axis base measurement is possible.
This software is useful for the reduction of setup time for internal
gear, which is diﬃcult to align.

歯底形状の測定
歯底のノミナル座標を基に歯底及び歯元の形状測定を行います。
そのデータより歯底径の算出や歯元の凹凸形状の解析等が可能となりました。

Root proﬁle measurement
Measurement of root and ﬁllet proﬁle is possible based on nominaldata. The undulation of root surface and the root diameter can beanalyzed with this result.

非インボリュート形状
ハイポイドだけでなくサイクロイドギヤ等の非インボリュート形状の測定も可能となりました。

Non-involute proﬁleIn addition to hypoid gear, measurement of non-involute proﬁle form
like cycloid gear can be oﬀered.
3

Tooth proﬁle, lead, pitch (single, adjacent and cumulative)● 歯面の細分化測定と出力● 多段ギヤの連続測定● 歯面の立体表示● 熱処理前後の比較出力(重ね書き)

標準ソフトプログラム
Standard software● ISO・JIS・DIN・AGMA・GBの規格等級表示など● Detailed measurement of tooth surface and its output● Successive measurement of counter shaft gears

Geometrical deviation measurement偏心補正機能

各種ピッチ誤差(隣接、単一、累積)及び歯溝の振れ
and runout for spur and helical gear (Incl. internal gear)

幾何偏差測定Not only proﬁle, helix and pitch, but also geometrical deviation
measurement using rotary table eﬀectively is performed.
Without setup on the dedicated machine, measurement of runout,
straightness, roundness and cylindricity, etc. in the posture of gear
measurement is possible.

CLP-85DDS

平・はすば歯車の歯形・歯すじ誤差、内歯車の歯形・歯すじ誤差、Measurement of bevel and hypoid gears became possible (Conventionally HyB-35 & 65 only can perform.)

歯形・歯すじ・ピッチだけでなく、回転テーブルを有効に利用した幾何偏差測定も行います。
専用機への段取り替えが不要で、歯車を測定した姿勢のまま円周振れ、真直度、真円度、円筒度などを測定評価可能です。

CLP-45DDS● Three-dimensional display of tooth surface● Output of comparison data before and after heat treatment (Overwriting)● ISO, JIS, DIN, AGMA and GB classiﬁcation

測定モジュール
Modulem0.5～12m1～25

測定歯数
Number of teeth
測定歯車外径Gear outer diameter
測定基礎円径Base diameteretc.

10～500
Maxφ350mm

Maxφ450mm

Maxφ850mm

0～φ3000～φ4000～φ800mm

測定可能歯幅Tooth width

Max400mm

Max600mm

歯形測定タンジェント長
Tangent length for proﬁle measurement±120mm±200mm0°～±65°(±65°～±90°)

測定ねじれ角（特別付属にて）Helix angle（with optional equipment）
測定歯車軸長（特別付属にて）Gear shaft length（with optional spec）
測定歯車重量Gear weight

50～500mm(50～800mm)

60～800mm

Max300kg

Max500kg

分解能
Resolution

0.0001mm

電圧Power supply

AC 100V ±4%

AC 200V ±4%

電気容量
Capacitance

2KVA

3KVA

機械重量
Machine weight

2.0ton

3.5ton

機械寸法（幅×奥行×高さ）mm
Dimensions of machine（W×D×H）mm

995×966×1900
1251×1059×1899
1875×1399×2160（995×966×2200） （1251×1059×2199）
4

CLP-35DDSF/45DDS/85DDS
付属品

外観図と配置図

Accessories

Outline and layout

Standard equipment
１式

Personal computer (with PC rack)

1set

レーザープリンター（Ａ４判シート）

１式

Laser printer (A-4 sheet type)1set

検出器（１軸）１式

1D probe

1set

上部センタ

１式

Upper center

1set

下部センタ

１式

Lower center

1set

センタ台

１式

Center support

1set

ワークドライバ

１式

Work driver

1set

測定子

５本

Stylus

5pcs

工具

１式

Tools

1set

取扱説明書

１式

Instruction manual

1set

検査成績表

１式

Inspection sheet

1set

標準ソフトウェア

１式

Standard software

1set

交流定電圧装置

１式

Voltage regulator

1set

３Dプローブ（基準球治具含）

１式

3D probe (with reference gauge)

1set

測定子（各種）

１式

Stylus (Various kinds)

1set

内歯車用測定子ホルダ（各種）

１式

Stylus holder for internal gear (Various kinds)

1set

３Dプローブ用測定子及びホルダ（各種）

１式

Stylus and holder for 3D probe(Various kinds)

1set

テストバー

１式

Test bar

1set

テスト用ダイヤルゲージ及びホルダ

１式

Dial indicator and holder for testing

1set

定 電圧 装置

Optional equipment

１式

Spare probe

1set

自動原点用治具

１式

Auto zero set gauge

1set

自動測定用マスターギヤ

１式

Master gear for automatic measurement

1set

レーザープリンター（Ａ３判シート）

１式

Laser printer (A-3 sheet type)1set[ １ ] ウォーム（β＞６５°）の測定

１式

Measurement of worm (β>65°)

1set[ ２ ] ウォームギヤの測定

１式

Measurement of worm gear

1set

[ ３ ] ラックの測定

１式

Measurement of rack

1set

[ ４ ] ホブの測定

１式

Measurement of hob

1set[ ５ ] シェービングカッタの測定

１式

Measurement of shaving cutter

1set[ ６ ] ピニオンカッタの測定

１式

Measurement of pinion cutter

1set[ ７ ] 偏心補正

１式

Eccentricity compensation of spur and helical gear measurement

1set[ ８ ] 平・はすば歯車の未知諸元解析

１式

Unknown gear analysis of spur and helical gear

1set

[ ９ ] OBD・BBD及びまたぎ歯厚の計算

１式

Calculation of OBD/BBD and span measurement

1set[10] 創成母線の測定

１式

Measurement of line of contact

1set[11] 測定データの管理図

１式

Control chart of measuring gear

1set

[12] 歯当たりシミュレーションソフト(アムテック社製)

１式

Simulation of tooth contact and transmission error (by Amtec Inc.)

1set[13] ドグ歯の測定

１式

Measurement of dog tooth

1set[14] 歯底Rの測定（要相談）

１式

Measurement of root radius (negotiable)

1set[15] スプロケットの形状測定（要相談）

１式

Form measurement of sprocket (negotiable)

1set[16] サイクロイドの形状測定（要相談）

１式

Form measurement of cycloid gear (negotiable)

1set[17] ポンプローターの形状測定（要相談）

１式

Form measurement of pump rotor (negotiable)

1set[18] その他回転系部品の形状測定（要相談）

１式

Form measurement of other rotating system parts (negotiable)

1set[19] その他

１式

Others

1set

制御盤
Contｒol Box

1581160
1251

400

定電圧装置

250

予備検出器

（122）

1set

（372）

1set

Work table

220

Work driver

１式

パソコンデスク（290）（RAC-S60MK）

Desk forpersonal computer

850

１式

ワークテーブル630

ワークドライバ

0〜175

638

制御盤

Contｒol Box
スライドテーブル

850

（148）

1set

638

79

1set

Lower center

CLP-35DDS

500

1339

Dial indicator and holder for adjusting magnification

１式

1888
1160

（50〜800）
50〜500１式

下部センタ

CLP-45DDS

900

倍率校正用マイクロメータヘッド及びホルダ

1059

Optional software
600

1875

500

定電圧装置

640

パソコンデスク

Desk forpersonal computer

550

600

1224
1399

CLP-85DDS

制御盤
Contｒol Box

175

1080

（R540）

Voltage regulator

410

CLP-85DDS

1875

（255）

1399

0〜425

制御盤
Contｒol Box

991

60〜800

CLP-85DDS

835

特別付属ソフトウェア

5

CLP-35DDSF

2160
1985

特別付属品

CLP-35DDSF（2199）
1899
1791

標準付属品

パーソナルコンピューター（ＰＣラック付）

6