提案機器名：※要求仕様の個別の回答については、「仕様を満たす」「機能を有する」等の回答だけではなく、カタログもしくはその他の資料を用いて明確に提示、回答すること。資料の明示が困難である場合は、別途、担当者と協議すること。

提案者名：
仕様確認書提出日：

項目番号1
1 11 111111111123451 16111111111111789101112

1 1131 1141 11 1
1 21516

1 211 221 2311111111111111111111111111145622233333333333344444444444412345678910111 4121234567891011要件

回答

実験台・流し台一式は以下の要件を満たすこと。
中央実験台【1式】は以下の要件を満たすこと。
ISO(国際標準化機構)の制定するISO9001(品質システム)及びISO14001(環境マネジメント)規格の審査登録を取得
した事業所の商品であること。
天板の仕上げ厚は、25㎜ 以下であること。
天板の構成は、表面材、芯材及び外周保護緩衝材(エッジ)からなり、芯材は厚み20㎜以上のパーチクルボードであ
天板の表面材は耐薬品性のある難燃性フェノール樹脂1㎜厚モース硬度は2～3であること。
天板のエッジ部はポリプロピレン樹脂製押し出し成形品2㎜以上であること。
天板は塩酸、ホルマリン、キシレン及びアセトンへの耐薬品性があること。なお、耐薬品性を有することを証明する
試験成績書を応札時に提出すること。
天板の耐熱温度は、180 度以上(10分)であること。
本体の開き扉・側板・棚板の材質は、両面化粧パーティクルボード18 ㎜厚以上で、F☆☆☆☆等級の性能を有する
地板及び背板は、VOC低減･消臭化粧合板4 ㎜厚以上で、F☆☆☆☆等級の性能を有すること。
引き出しの前板は、両面化粧パーティクルボード18 ㎜厚以上で、F☆☆☆☆等級の性能を有すること。
引き出しの側板及び向板は、両面化粧パーティクルボード18 ㎜厚以上で、F☆☆☆☆等級の性能を有すること。
引き出しの底板は、VOC低減化粧合板4 ㎜厚以上でF☆☆☆☆等級の性能を有すること。
取っ手は亜鉛ダイカスト製でラッチ機能を有すること。キャビネットに振動が与えられると、ロックが掛かり、開かなくなること。また、振動がおさまると自動的にロックが解除されること。
引き出し受けレールはスチール製スライドレールを有し可動部はプラスチックローラーとし、耐荷重が30kg以上あること。引き出し収納間口は最大でも600W㎜以下であること。
最大積載質量(等分布載荷)が200kg 以上であること。なお、証明する試験成績書を応札時に提出すること。
その他仕様については、参考図を参照すること。
流し台【1式】は以下の要件を満たすこと。
開き扉・側板・棚板の材質は、両面化粧パーティクルボード18 ㎜厚以上で、F☆☆☆☆等級の性能を有し、小口はオレフィン系樹脂シート貼りであること。
引手は、亜鉛ダイカスト製であること。
シンクはステンレスSUS304 製の1.0㎜ 厚以上であり、アルゴン溶接バフ研磨仕上げ又は№4 仕上げで、流し勾配は1/60 以上H：90㎜ 以上のバックガード付であること。またステンレストラップ40A 目皿付であること。
3方口化学水栓を1ヶ、シャワー付きシングルレバー混合水栓を1ヶ備えること。
流し台背面にコンセント100V15A(W)E付を3ヶ備えること。又図面の通りの位置に排水用ホース口を備えること。
その他仕様については、参考図を参照すること。
サイド実験台【1式】は以下の要件を満たすこと。
本体サイズはW1200×D750×H800であること。
本体重量は約66kgであること。
BF天板の基材はスチール・粉体塗装仕上げ、表面材は耐薬品性熱硬化樹脂、エッジはPP(ポリプロピレン)であるこ本体（フレーム・パネル）の材質はスチール（粉体塗装仕上げ）であること。
引き出ししの材質はスチール、持ち手はPP（ポリプロピレン）であること。
粉体塗装はシンナーを一切含まない、シックハウス症候群の原因となるVOC拡散無しの仕上げであること。
脚部はレベルアジャスター付きであること。
天板耐荷重は約200kg(均等分布荷重)であること。
BF天板は接着剤を一切使用しない表面材ケムサーフ(6㎜)、スチール芯の45㎜仕上げであること。
天板色は黒に近い色であること。
引き出しは2個以上有すること。
サイド実験台【1式】は以下の要件を満たすこと。
本体サイズはW1800×D750×H800であること。
本体重量は約134kgであること。
BF天板の基材はスチール・粉体塗装仕上げ、表面材は耐薬品性熱硬化樹脂、エッジはPP(ポリプロピレン)であるこ本体（フレーム・パネル）の材質はスチール（粉体塗装仕上げ）であること。
引き出ししの材質はスチール、持ち手はPP（ポリプロピレン）であること。
粉体塗装はシンナーを一切含まない、シックハウス症候群の原因となるVOC拡散無しの仕上げであること。
BF天板は接着剤を一切使用しない表面材ケムサーフ(6㎜)、スチール芯の45㎜仕上げであること。
脚部はレベルアジャスター付きであること。
天板耐荷重は約200kg(均等分布荷重)であること。
天板色は黒に近い色であること。
引き出しは3個以上有すること。
移動式ユニットを2台有すること。実験台引き出し下に収納可能で、3段引き出しタイプと開き戸タイプ各1台ずつとする。移動式ユニットはどちらもサイズがW450×D450×H580(㎜)であること。

1 / 3 ページ

項目番号111111111111111111111111111111111111555555555555666666666666
777777777777

1 71111111111111111111111118888888888889999999999991 91 10123456789101112345678910111234567891011121234567891011123456789101112要件

回答

サイド実験台【1式】は以下の要件を満たすこと。
本体サイズはW1200×D750×H800であること。
本体重量は約66kgであること。
BF天板の基材はスチール・粉体塗装仕上げ、表面材は耐薬品性熱硬化樹脂、エッジはPP(ポリプロピレン)であるこ本体（フレーム・パネル）の材質はスチール（粉体塗装仕上げ）であること。
引き出ししの材質はスチール、持ち手はPP（ポリプロピレン）であること。
粉体塗装はシンナーを一切含まない、シックハウス症候群の原因となるVOC拡散無しの仕上げであること。
BF天板は接着剤を一切使用しない表面材ケムサーフ(6㎜)、スチール芯の45㎜仕上げであること。
脚部はレベルアジャスター付きであること。
天板耐荷重は約200kg(均等分布荷重)であること。
天板色は黒に近い色であること。
引き出しは2個以上有すること。
サイド実験台【1式】は以下の要件を満たすこと。
本体サイズはW900×D800×H800であること。
本体重量は約41kgであること。
BF天板の基材はスチール・粉体塗装仕上げ、表面材は耐薬品性熱硬化樹脂、エッジはPP(ポリプロピレン)であるこ本体（フレーム・パネル）の材質はスチール（粉体塗装仕上げ）であること。
引き出ししの材質はスチール、持ち手はPP（ポリプロピレン）であること。
粉体塗装はシンナーを一切含まない、シックハウス症候群の原因となるVOC拡散無しの仕上げであること。
BF天板は接着剤を一切使用しない表面材ケムサーフ(6㎜)、スチール芯の45㎜仕上げであること。
脚部はレベルアジャスター付きであること。
天板耐荷重は約200kg(均等分布荷重)であること。
天板色は黒に近い色であること。
引き出しはないものであること。
サイド実験台【2式】は以下の要件を満たすこと。
本体サイズはW1200×D750×H800であること。
本体重量は約73kgであること。
BF天板の基材はスチール・粉体塗装仕上げ、表面材は耐薬品性熱硬化樹脂、エッジはPP(ポリプロピレン)であるこ本体（フレーム・パネル）の材質はスチール（粉体塗装仕上げ）であること。
引き出ししの材質はスチール、持ち手はPP（ポリプロピレン）であること。
粉体塗装はシンナーを一切含まない、シックハウス症候群の原因となるVOC拡散無しの仕上げであること。
BF天板は接着剤を一切使用しない表面材ケムサーフ(6㎜)、スチール芯の45㎜仕上げであること。
脚部はレベルアジャスター付きであること。
天板耐荷重は約200kg(均等分布荷重)であること。
天板色は黒に近い色であること。
引き出しはないものであること。
移動式ユニットを1台有すること。実験台引き出し下に収納可能で、3段引き出しタイプ1台とする。移動式ユニットのサイズはW450×D450×H580(㎜)であること。
サイド実験台【1式】は以下の要件を満たすこと。
本体サイズはW1200×D750×H800であること。
本体重量は約48kgであること。
BF天板の基材はスチール・粉体塗装仕上げ、表面材は耐薬品性熱硬化樹脂、エッジはPP(ポリプロピレン)であるこ本体（フレーム・パネル）の材質はスチール（粉体塗装仕上げ）であること。
引き出ししの材質はスチール、持ち手はPP（ポリプロピレン）であること。
粉体塗装はシンナーを一切含まない、シックハウス症候群の原因となるVOC拡散無しの仕上げであること。
BF天板は接着剤を一切使用しない表面材ケムサーフ(6㎜)、スチール芯の45㎜仕上げであること。
脚部はレベルアジャスター付きであること。
天板耐荷重は約200kg(均等分布荷重)であること。
天板色は黒に近い色であること。
引き出しはないものであること。
サイド実験台【1式】は以下の要件を満たすこと。
本体サイズはW1800×D750×H800であること。
本体重量は約107kgであること。
BF天板の基材はスチール・粉体塗装仕上げ、表面材は耐薬品性熱硬化樹脂、エッジはPP(ポリプロピレン)であるこ本体（フレーム・パネル）の材質はスチール（粉体塗装仕上げ）であること。
引き出ししの材質はスチール、持ち手はPP（ポリプロピレン）であること。
粉体塗装はシンナーを一切含まない、シックハウス症候群の原因となるVOC拡散無しの仕上げであること。
BF天板は接着剤を一切使用しない表面材ケムサーフ(6㎜)、スチール芯の45㎜仕上げであること。
脚部はレベルアジャスター付きであること。
天板耐荷重は約200kg(均等分布荷重)であること。
天板色は黒に近い色であること。
引き出しはないものであること。
移動式ユニットを2台有すること。実験台下に収納可能で、3段引き出しタイプと開き戸タイプ各1台ずつとする。移動式ユニットはどちらもサイズがW450×D450×H580(㎜)であること。
サイド実験台【1式】は以下の要件を満たすこと。

2 / 3 ページ

項目番号111111111111010101010101010101010要件

回答

1234567891011

本体サイズはW1200×D750×H800であること。
本体重量は約73kgであること。
BF天板の基材はスチール・粉体塗装仕上げ、表面材は耐薬品性熱硬化樹脂、エッジはPP(ポリプロピレン)であるこ本体（フレーム・パネル）の材質はスチール（粉体塗装仕上げ）であること。
引き出ししの材質はスチール、持ち手はPP（ポリプロピレン）であること。
粉体塗装はシンナーを一切含まない、シックハウス症候群の原因となるVOC拡散無しの仕上げであること。
BF天板は接着剤を一切使用しない表面材ケムサーフ(6㎜)、スチール芯の45㎜仕上げであること。
脚部はレベルアジャスター付きであること。
天板耐荷重は約200kg(均等分布荷重)であること。
天板色は黒に近い色であること。
引き出しはないものであること。
移動式ユニットを1台有すること。実験台引き出し下に収納可能で、3段引き出しタイプ1台とする。移動式ユニットの1 10 12
サイズはW450×D450×H580(㎜)であること。
1 11
ポリ化粧板作業台【1式】は以下の要件を満たすこと。
1 11 1 本体サイズはW1800×D600×H740であること。
1 11 2 本体重量は約34kgであること。
1 11 3 天板の材質はポリ化粧板、フレームの材質はスチールであること。
1 11 4 耐荷重は約300kg(均等分布荷重)であること。
1 11 5 色はホワイトであること。
1 11 6 ポリ化粧天板は表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持でき、耐水性・防汚性にも優れていること。
1 11 7 現地設置場所まで組立・搬入から梱包材回収まで対応可能な製品であること。
2
その他事項は以下の要件を満たすこと。
熊本県内にアフターサービス体制が整っていること。（修理部品の在庫と熊本県内からの出動）
2 1
納入期日より１年間は故障、保守の対応を無償で行うこと。
2 2
納入する機器に必要な電源設備、給排水設備、空調設備工事等一次側設備工事及びそれ以外の必要な工事等を2 3行うこと。
納入する機器に対して、『工事区分表』の建設工事（本工事）に該当する項目でも、各種添付資料の内容から変更
2 4が必要な場合はその費用を本調達に含むこと。
搬入、据付、配管、配線、調整については病院と事前に打ち合わせを行い、その指示に従うこと（搬入経路につい2 5て、事前に調査を行うこと）。
装置・ソフトウェアの取扱い説明書等運用に必要な日本語の説明書、テキスト等を各３部提供すること。
2 6
稼動にあたり、操作説明員を派遣し、担当医師および担当技師への教育訓練を行うこと。
2 7
必要に応じて派遣または電話による対応等の体制を確保すること。
2 8
導入する装置は、導入時に薬事承認がとれた製品であること。
2 9
2023年8月17日以降の当院の指定する日までに新荒尾市民病院に納入すること。また、それまでに納入する必要2 10がある場合はその費用を含むこと。
装置の設置調整費用は、今回の調達範囲に含むこと。
2 11
本調達に関する契約の締結後、本仕様書に掲げる装置（関連するソフトウェアを含む。）のバージョンアップ等が2 12あった場合は、契約額を変更することなく、最新のバージョンのものを契約期間内容に確実に納品すること。
本仕様書に掲げる装置について、当院の指定する時期に、当院の定める形式にて、納入物品明細（メーカー名・型
2 13番・シリアル番号・医療機器クラス分類等）をExcelデータで提出すること。

3 / 3 ページ