Intraoperative Neuromonitoring
Functional Neurosurgery
Neurological Diagnostics
Pain Treatment

術中神経モニタリング
総合製品カタログ

inomed社は、術中神経モニタリング製品を中心とした医療機器の開発・製造をしているドイツのメーカーです。
機能性に優れた術中神経モニタリング装置や多様な形状の神経刺激プローブ、多種類の記録 / 刺激電極を取り揃えております。豊富な製品群で快適な神経モニタリング環境を提供しており世界の多くの施設で使用実績があります。

0

ISIS Xperss, Xpert, Xpert Plus・・・・・ ・・・・・・・ 3, 4誘発反応測定装置

ISIS Xperss, Xpert, Xpert Plus構成表 ・・ ・・・・・・・ 15
C2 Xplore・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 5, 6
C2 Xplore構成表 ・・・・・・・・・ ・・・・・・・・ 16
コークスクリュー電極・・・・・・・・・・・・・・・ 7
inomed表面電極・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
スリムラインシングル・・・・・・・・・・・・・・・ 7
スリムラインダブルセット・・・・・・・・・・・・・ 7

スリムライントリオ・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
トライゴンダブルセット・・・・・・ ・・・・・・・・8
ペディアトリックダブル ・・・・・・・・・・・・・・8
ペディアトリックダブル90° ・・・・・・・・・・・・8

刺激 / 記録電極

針電極ダブルWT/WT, BN/BN, VT/VT・・・・・・・・・・8
針電極90°ダブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・8
インシュレートダブルWT/WT, RD/WT ・・・・・・・・8
フックダブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
ダブルニードル5C ・・・・・・・・・・・・・・・・・9

ダブルニードル4ch ・・・・・・・・・・・・・・・・・9デルタ電極 ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・9
ラリンジール電極（喉頭電極）・・・・・・・・・・・10
ラリンジール電極ケーブル・・・・・・・・・・・・・10
BCSストレート9.0cm, 13cm・・・・・ ・・・・・・・・11
BCS30° ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・11
BCSベイオネット, ベイオネット30°・・・・・・・・・11

刺激プローブ
バイポーラ

マイクロフォーク・・・・・・・・・・・・・・・・・12
フォーク ball tip・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

フック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
フック3極 ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・12
バイポーララテラル・・・・・・・・・・・・・・・・13
モノポーラストレート・・・・・・・・・・・・・・・13
モノポーラ30° ・・・・・・・・・・・・・・・・・13

刺激プローブ
モノポーラ

モノポーララスパトリー・・・・・・・・・・・・・・14
モノポーラベイオネット ball tip ・・ ・・・・・・・・14
サクションプローブ・・・・・・・・・・・・・・・・14
アクセサリー製品情報・・・・・・・・・・・・・・ 17, 181

誘発反応測定装置

用途に合わせた、2種のモニタリング機器
・ISIS Xpert, Xpert Plus, Xpress
MEP, SEP, VEP, AEP, EMG, EEG, TOFの計測が可能> ノイズ対策に優れたソフトウェア、ハードウェア> 最大64chまで増設可能

・C2 Xplore
神経探索に有用なモニタリング機器> ハードディスクを搭載し、データ記録が可能> タブレットへ機器画面を表示可能（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

inomed 神経モニタリング機器

ISIS シリーズ

C2 Xplore

神経探索に有用なモニタリング機器
MEP, SEP, AEP, VEP, EMG, EEG, TOFが記録できるマルチモダリティ モニタリング機器

脳神経外科、耳鼻咽喉科、形成外科、外科、内分泌外科、頭頚部外科、甲状腺外科、消化器外科、食道外科、整形外科向け

全診療科のモニタリングに対応

各種消耗品

2

誘発反応測定装置

ISIS シリーズ》 MEP、SEP、VEP、AEP(ABR)、EMG、EEGの計測が可能な
マルチモダリティ モニタリング機器> 最大48chまで記録可能(標準32ch)> スペースを取らないコンパクトサイズで持ち運び可能> 1TBのSSD> Windows環境のノートPCモデル> 15.6インチの画面サイズ> 最大64chまで記録可能(標準32ch)> トロリー付の据え置きタイプ> 1TBのSSD> 高性能なパネルPCでタッチ操作可能> 23.8インチの画面サイズ〉Headbox マルチアンプ、刺激装置〉Adaptorbox> 複数に分かれた増幅器によりノイズ低減> CHの増減が可能> 記録、刺激boxの色分け> 複数に分かれていることにより、記録部位が離れていても接続が容易REF8ch, DIF 8ch
AEP Stimulation

DIF 16ch

HC Stimulation 12ch
LC Stimulation 1ch

REF 16ch〉スーパーインポーズ機能（ｵﾌﾟｼｮﾝ）
カールツァイス社®の顕微鏡と接続し、顕微鏡画面内にモニタリング中の波形表示が可能

3

誘発反応測定装置〉アーチファクトリダクション
刺激アーチファクトを記録時間の後に遅らせて表示する機能を搭載しております。
刺激アーチファクトが短潜時の誘発電位と重なることがなくなり、波形判読を容易にし、偽陰性の予防が可能です。Tc-MEPの顔面筋記録、脊髄刺激ー脊髄記録などに有効です。

〉アーチファクトリジェクト①

測定中の波形に合わせてカーソル操作でリジェクト範囲（白い点線部分）を簡単に設定できます。
本機能により予期せぬ高周波ノイズや刺激アーチファクトの混入を防ぎます。

②①カーソル操作でリジェクト範囲決定後、範囲内の波形はそのまま加算されます。
②範囲外に波形が描出された際は、リジェクトされます。

〉データExport・レポート作成(PDF)
波形データをEDF、ASCII、CSV（記録部位・ピーク振幅値・ピーク潜時）で出力可能です。
また、モニタリング終了後にPDF形式で記録内容レポートを作成できます。出力したい波形を選ぶだけでレポート作成が可能です。
その他に画面のスクリーンショットや画面録画（ｵﾌﾟｼｮﾝ）が可能です。

4

誘発反応測定装置

C2 Xplore》神経探索に有用なモニタリング機器
音の高低で記録部位の反応をお知らせする
モニタリング機器

C2 Xploreは、目的に合わせて下記プログラムより選択してご使用いただ
けます。
Cortical - Cortical stimulator 言語野マッピング- MEP 運動路モニタリング- Facial 顔面神経モニタリング
ENT- Thyroid 反回神経、迷走神経モニタリング- Carotid artery CEAの脳虚血モニタリング
SEP- Spine 脊椎の神経モニタリング
Spine> 最大 8ch> 最大刺激電流値 25mA
> 患者データの保存が可能> タッチパネル搭載> データExport機能搭載> バイポーラプローブによる二相性（biphasic）刺激が可能〉データ保存可能
記録された波形データは全てハードディスクに保存され、術後のみならずいつでも参照可能です。
保存容量は18GBで、およそ5600人分の患者データが保存可能です。
保存されたデータから、PDFレポートの作成も可能です。

〉タブレットへ機器画面を表示 （ｵﾌﾟｼｮﾝ）

記録データ参照画面

Wi-Fi接続によりC2 Xplore画面をタブレット上で表示でき、モニタリング機器から離れた位置でも波形、数値を確認できます。

5

PDFレポート

誘発反応測定装置〉C2 Xplore 各種プロブラム

MEP

Facial5ch以上が必要なモニタリング、直接皮質刺激が必要なモニタリングに対応

耳鼻咽喉科・頭頸部外科科症例における顔面神経モニタリングに対応> 最大8チャンネル記録> 最大4チャンネル記録> 単相性（monophasic）刺激、二相性（biphasic）刺激が可能（最大2チャンネル, 電流値0.1mA～25mA）> 電流値0.01mA～5mA> Spa音をお知らせ
筋肉の自発活動を捉え、SpA音（自発筋活動音）で聴覚的にお知らせ> 閾値変更波形を見ながら最適な閾値レベルを決定> チャンネルIdent機能
記録部位に個別の音を割り当てることで音を聞き分け、どこの記録部位が反応しているかを識別可能> パルス数、パルス幅、ISI変更可能

Thyroid SelectThyroid Select Trend
甲状腺・副甲状腺手術及び脳神経外科手術における声帯筋（喉頭筋）のEMGモニタリングに対応> 最大4チャンネル記録> 電流値0.01mA～5mA> チャンネルセレクト機能
最も振幅の大きいチャンネルを大きく表示。振幅、潜時の値が認識が容易> トレンドグラフ機能
Thyroid Select Trend では、デルタ電極（持続刺激用電極）を用い、神経の持続モニタリングが可能

トレンド機能ではアラームポイントを3つ設定可能
アラーム音（Beep音）または画面の色の変化でお知らせ

BEEP

BEEP
BEEP

BEEP
BEEP
BEEP

設定した値により、黄→オレンジ→赤と3段階で色の表示が変わります6針電極・表面電極・コークスクリュー電極

コークスクリュー電極1500

inomed表面電極【製品番号】530751【製品番号】530679
粘着力抜群の電極●12本入り/パック●18本入り/パック
3色×3個×2組（18本）

針長：0.6mm
リード長：1.5m
色：黒・白・赤・緑・黄・青

23mm×23mm
リード長：1.5m

スリムラインシングルGN

スリムラインシングルGN20/1500【製品番号】533625
シングル針電極【製品番号】533651
シングル針電極●10本入り/箱

針長：20mm
針径：0.45mm
リード長：1.5m

スリムラインシングルGN20/3000【製品番号】533653
シングル針電極●10本入り/箱●10本入り/箱

針長：15mm
針径：0.45mm
リード長：1.0m

針長：20mm
針径：0.45mm
リード長：3.0m

スリムラインダブルセット

スリムライントリオ

トライゴンダブルセット【製品番号】533646 / 533666【製品番号】533641【製品番号】532646●10組入り/箱●10組入り/箱

針長：15mm / 20mm
針径：0.45mm
リード長：2.0m

針長：15mm
針径：0.45mm
リード長：1.5m

7●10本入り/箱
針長：15mm
針径：0.45mm

リード長：2.0m

針電極

ペディアトリックダブル

ペディアトリックダブル90°【製品番号】532720
小児用の短い針電極【製品番号】532722
先端部のみ記録可能な針電極●10本入り/箱
針長：6mm
針径：0.35mm

赤黒●10本入り/箱 赤黒
針長：12mm
先端非絶縁部：3mm
針径：0.35mm
角度90度

リード長：1.5m

リード長：1.5m

針電極90°ダブル

針電極ダブル
WT/WT(白)【製品番号】530607
先端部のみ記録可能な針電極【製品番号】532609

BN/BN(黄土色)【製品番号】532610

VT/VT(紫)【製品番号】532611●10本入り/箱
針長：9mm
針径：0.45mm●10本入り/箱
針長：20mm
先端非絶縁部：3mm
針径：0.45mm

リード長：1.5m

角度90度
リード長：1.2m

フックダブルインシュレートダブル
WT/WT【製品番号】532730【製品番号】530680
先端部のみ記録可能な針電極●10組入り/箱 赤黒
針長：25mm
先端非絶縁部：2mm
針径：0.45mm

リード長：1.2m

RD/WT●10本入り/箱
針長30mm
針径0.45mm【製品番号】530683●10組入り/箱 赤黒
針長：15mm
先端非絶縁部：2mm
針径：0.45mm

リード長1.5m

リード長：2.0m8針電極・デルタ電極

ダブルニードル5C

ダブルニードル4ch【製品番号】534645
先端に針が2つ付いたペア電極
箱に20組が個包装 記録部位の数に応じて使用可【製品番号】534643
先端に針が2つ付いたペア電極
箱に16組が個包装入り+参照電極4本入り●20組/箱針長：12mm 針間幅：2.5mm ケーブル長：1.5m 5色●20組/箱針長：12mm 針間幅：2.5mm ケーブル長：1.5m 4色
参照電極付きデルタ電極【製品番号】522623
迷走神経の持続刺激用電極
容易な取付け 安定的な持続刺激●1個バイポーラ電極

リード長：2m9ラリンジール電極

ラリンジール電極は、迷走神経・反回神経モニタリング時に挿管チューブに巻き付けて使用する声帯筋記録電極です。
施設でご使用されている挿管チューブに対応（※）しており（スパイラルチューブやダブルルーメンチューブ）、電極面積が大きいので電位反応の安定性が高く、回旋による電極ズレにも対応しております。
(※)シリコン製の挿管チューブには使用不可

ラリンジール電極 4ch (ID:6-7mm)【製品番号】530855●1本
電極面積：685㎟
参照電極1本付き

ラリンジール電極 4ch (ID:7-9mm)【製品番号】530856●1本
電極面積：1057㎟
参照電極1本付き

ラリンジール電極ケーブル 4ch-2ch DIN

ラリンジール電極ケーブル 4ch Redel【製品番号】530866●1本
全長：4m DIN端子【製品番号】530867●1本
全長：4m Redel端子ラリンジール電極 2ch (ID:6-7mm)

ラリンジール電極ケーブル 2ch DIN-i【製品番号】530655●1本
電極面積：240㎟
参照電極1本付き【製品番号】530663●1本
全長：4m DIN端子

ラリンジール電極 2ch (ID:7.5-9mm)【製品番号】530656●1本
電極面積：433.3㎟
参照電極1本付き10

刺激プローブ

バイポーラ

BCS ストレート 9.0cm

BCS ストレート 13cm

【製品番号】522600
先端が同心円形状【製品番号】522629

●1本

●1本

先端長：9.0cm 全長：19.5cm ケーブル長：3m

先端長：13.0cm 全長：24.0cm ケーブル長：3m

BCS30°4.5cm

BCS30°9.0cm【製品番号】522603【製品番号】522601

●1本

●1本

先端長：4.5cm 全長：15.5cm ケーブル長：3m

先端長：9.0cm 全長：19.5cm ケーブル長：3mBCS30°13.0cm【製品番号】522630●1本

先端長：13.0cm 全長：24.0cm ケーブル長：3m

BCS30°23cm【製品番号】522627
胸腔鏡下や腹腔鏡下等の内視鏡手術の際に使用いただける
全長34cmのロングプローブ●1本

先端長：23cm 全長：34cm
ケーブル長：3m

BCS ベイオネット

BCS ベイオネット 30°【製品番号】522606【製品番号】522605

●1本

●1本

先端長：13.0cm 全長：24.0cm ケーブル長：3m

先端長：13.0cm 全長：24.0cm 角度30°ケーブル長：3m

11

刺激プローブ
フォーク ball tip【製品番号】522624
オジャマンプローブ 覚醒下手術に有用

バイポーラ

●1本

先端長：4.5cm 全長：15.5cm 電極間隔：8mm
フォーク長：15mm ケーブル長：3m

マイクロフォーク
【製品番号】5522610
神経束に沿わせて刺激可
細かく神経を識別する場面に有用●1本

先端長：4.5cm 全長：15.5cm 電極間隔：2mm ケーブル長：3m

フック【製品番号】522625
SDR症例に有用

●1本

フック3極

●1本

【製品番号】522626

先端長：2.5cm 全長：13.2cm
ケーブル長：3m

先端長：3.5cm 全長：13.2cm
ケーブル長：3m

12

フォーク幅：5mm

フォーク幅：2.1mm

刺激プローブ

バイポーラ、モノポーラ

バイポーラ ラテラル

●1本

【製品番号】522618
神経に対し水平に刺激可

先端長：9.0cm 全長：20.0cm
径：2mm ケーブル長：3m

モノポーラストレート●1本【製品番号】525608
ストレート形状 狭所でも刺激可能

先端長：8.5cm 全長：19.5cm
ケーブル長：3m

モノポーラストレート ball tip【製品番号】525616
先端がballtip形状●1本

モノポーラ30°4.5cm

モノポーラ30°9.0cm

先端長：8.5cm 全長：19.5cm
ケーブル長：3m【製品番号】525603【製品番号】525600

●1本

●1本

先端長：4.5cm
ケーブル長3m

全長：16.0cm

先端長：9.0cm 全長：20.0cm
ケーブル長：3m

tip径：2.0mm

13間隔：2mm

tip径：0.4mm

ボール径：2.3mm

tip径：2.0mm

刺激プローブ
モノポーラ ベイオネット ball tip【製品番号】522615

モノポーラ

●1本

先端長：13.0cm 全長：25.5cm
ケーブル長：3m

ボール径：2.5mm●1本

モノポーララスパトリー

先端長：8.5cm 全長：19.5cm
ケーブル長：3m【製品番号】525612
剥離しながら刺激可能

サクションプローブ

サクションプローブ L2【製品番号】525650【製品番号】525656

●1本

●1本

有効長：90mm
径：3mm

有効長：130mm
径2mm

tip径：6.0mm

サクションプローブは1本で刺激と吸引機能を備え、持ち替えのタイムロスを削減し、スムーズな手術操作をサポート。様々な診療科でご使用いただけるモノポーラ刺激プローブです。

14誘発反応測定装置

ISISシリーズ タイプ別構成、オプション内容
構成内容

標準モデル

Xpertの上位機種

トロリーベース（架台）

〇

〇

オプション

ポータブルケースーー〇

アクセサリー収納12ー

タッチパネル〇〇ー

パネル高さ調整スタンドー〇ーオプション

〇ー〇

〇

オプション

オプション

オプションーオプション

オプションー〇

〇

オプション

プリンター
外部ビデオの接続
外部ミュートセンサー

Xpertの基本機能そのままに、
Zeiss Pentero顕微鏡との連携持ち運べるようになった
マトリックスボックス 8ch
ポータブルタイプ

ISIS Xpert (with VEP) 基本構成

REF-8ch DIF-16ch

製品番号

製品名

504005ISIS Xpert 32ch（with VEP）

ソフトウェア
EMG、EEG、MEP、SEP、AEP、VEP、TOF
ハードウェア(内訳)504180ISIS Neurostimulator

504271ISIS Headbox 16ch.DIF

504285ISIS Headbox 8ch.DIF-8ch.REF-AEP

540501SEP Stimulation Adaptor

540511MEP Stimulation Adaptor

540510MEP Stimulation Adaptor for Grid/TES stimulation matrix

540523EP Adaptor for 8ch.REF-AEP

540531

EMG/MEP Adaptor for 8ch(Ch.1～8ch)

540532

EMG/MEP Adaptor for 8ch(Ch.9～16ch)

540340AEP insert Earphone

505055

LED flash goggles

540559Grid/TES stimulation matrix 8ch.

540013

Video interface
上記構成は一例です。使用用途に合わせてch数の増設が可能です。

LEDフラッシュゴーグル
505550

AEPイヤフォン
54034015マトリックスボックス
540559刺激電極の組合せをボタンで変更可能

誘発反応測定装置
C2 Xplore 構成表
製品番号

製品名508288C

C2 Xplore Cortical

508288E

C2 Xplore ENT

508288SE

C2 Xplore SEP

508288SP

C2 Xplore SPINE

構成内容（製品番号/製品名）508535 / Cortical （ソフトウェア）
540431 / Body Box
508531 / Thyroid and ENT（ソフトウェア）
540430 / Head Box
508532 / SEP（ソフトウェア）
540432 / SEP Box
508534 / Spine（ソフトウェア）
540431 / Body Box
508535 / Cortical （ソフトウェア）

508288CS

C2 Xplore Cortical, SEP

508532 / SEP（ソフトウェア）
540431 / Body Box
540432 / SEP Box
508535 / Cortical （ソフトウェア）

508288CE

C2 Xplore Cortical, ENT

508531 / Thyroid and ENT（ソフトウェア）
540431 / Body Box
540430 / Head Box
508535 / Cortical （ソフトウェア）
508532 / SEP（ソフトウェア）

508288CSE

C2 Xplore Cortical, SEP, ENT

508531 / Thyroid and ENT（ソフトウェア）
540431 / Body Box
540432 / SEP Box
540430 / Head Box

510025

ミュートセンサー-

508517

inomView V2 for C2 Xplore-

504365

Sterile Cover for iPad-

508301

Trolley for C2 Xplore-Head Box

Body Box540430
ENT Head Box
4チャンネル記録

540431
Cortical Body Box
8チャンネル記録

Trolley for C2 Xplore
ミュートセンサー
508301510025
高周波によるノイズの抑制
ケーブル長 5 m

16製品アクセサリー規格表
製品名

製品番号

規格

JANコード

針長 20mm 針径 0.45mm 角度 90度
ﾘｰﾄﾞ長 1.2m 白 先端非絶縁部 3mm
針長 25mm 針径 0.45mm ﾘｰﾄﾞ長 1.2m 赤黒
先端非絶縁部 2mm
針長 15mm 針径 0.45mm ﾘｰﾄﾞ長 2.0m 赤黒
先端非絶縁部 2mm

入数
10組/箱

530607

針電極90°ﾀﾞﾌﾞﾙ

4571307631618

530680ｲﾝｽﾚｰﾄﾀﾞﾌﾞﾙWT/WT

4571307631564

530683

ｲﾝｽﾚｰﾄﾀﾞﾌﾞﾙRD/WT

4571307631557

532609針電極ﾀﾞﾌﾞﾙWT/WT

4571307631571

針長 9mm 針径 0.45mm ﾘｰﾄﾞ長 1.5m 白10組/箱532610針電極ﾀﾞﾌﾞﾙBN/BN

4571307631588

針長 9mm 針径 0.45mm ﾘｰﾄﾞ長 1.5m 黄土色

10組/箱532611

針電極ﾀﾞﾌﾞﾙVT/VT4571307631595

針長 9mm 針径 0.45mm ﾘｰﾄﾞ長 1.5m 紫

10組/箱532646

ﾄﾗｲｺﾞﾝ ﾀﾞﾌﾞﾙｾｯﾄ

4571307631243

針長 15mm 針径 0.45mm ﾘｰﾄﾞ長 2.0m
2×5色

10組/箱

532720ﾍﾟﾃﾞｨｱﾄﾘｯｸ ﾀﾞﾌﾞﾙ

4571307631526

針長 6mm 針径 0.35mm ﾘｰﾄﾞ長 1.5m 赤黒

10組/箱532722

ﾍﾟﾃﾞｨｱﾄﾘｯｸ ﾀﾞﾌﾞﾙ90°

4571307631533

532730

ﾌｯｸ ﾀﾞﾌﾞﾙ

4571307631519

533625

ｽﾘﾑﾗｲﾝ ｼﾝｸﾞﾙ GN

4571307631342

533646

ｽﾘﾑﾗｲﾝ ﾀﾞﾌﾞﾙｾｯﾄ

4571307631496

533666

ｽﾘﾑﾗｲﾝ ﾀﾞﾌﾞﾙｾｯﾄ20mm

4571307631502

533661

ｽﾘﾑﾗｲﾝﾄﾘｵ

4571307631489

533653

ｽﾘﾑﾗｲﾝ ｼﾝｸﾞﾙ GN 20/3000

4571307631366

針長 20mm 針径 0.45mm ﾘｰﾄﾞ長 3.0m 緑530750ｺｰｸｽｸﾘｭｰ電極1000

4571307631649

針径 0.6mm ﾘｰﾄﾞ長 1.0m 6色

530751

ｺｰｸｽｸﾘｭｰ電極1500

4571307631656

針径 0.6mm ﾘｰﾄﾞ長 1.5m 6色

530679inomed表面電極

4571307631663

面積 23mm×23mm リード長1.5m 赤黒黄530655

ﾗﾘﾝｼﾞｰﾙ電極 2ch（ID:6-7㎜）

4571307631717

2ch 電極面積 240m㎡ 参照電極付き

1本

530656

ﾗﾘﾝｼﾞｰﾙ電極 2ch（ID:7.5-9㎜）

4571307631724

2ch 電極面積 433.3m㎡ 参照電極付き

1本

530855

ﾗﾘﾝｼﾞｰﾙ電極 4ch（ID:6-7㎜）

4571307631670

4ch 電極面積 685m㎡ 参照電極付き

1本

530856

ﾗﾘﾝｼﾞｰﾙ電極 4ch（ID:7-9㎜）

4571307631687

4ch 電極面積 1057m㎡ 参照電極付き1本530665

ﾗﾘﾝｼﾞｰﾙ電極ｹｰﾌﾞﾙ 2ch DIN-c4571307631731

2ch電極用 全長 4m DIN端子

1本530663

ﾗﾘﾝｼﾞｰﾙ電極ｹｰﾌﾞﾙ 2ch DIN-i

4571307631748

2ch電極用 全長 4m DIN端子

1本530867

ﾗﾘﾝｼﾞｰﾙ電極ｹｰﾌﾞﾙ 4ch Redel

4571307631700

4ch電極用 全長 4m Redel端子1本530866

ﾗﾘﾝｼﾞｰﾙ電極ｹｰﾌﾞﾙ 4ch-2ch DIN

4571307631694

4ch電極用 全長 4m DIN端子1本

針長 12mm 針径 0.35mm 角度90°ﾘｰﾄﾞ長 1.5m 赤黒 先端非絶縁部 3mm
針長 30mm 針径 0.45mm ﾘｰﾄﾞ長 1.5m2×5色
針長 15mm 針径 0.45mm ﾘｰﾄﾞ長 1.0m 緑

針長 15mm 針径 0.45mm ﾘｰﾄﾞ長 2.0m
2×5色
針長 20mm 針径 0.45mm ﾘｰﾄﾞ長 2.0m
2×5色
針長 20mm 針径 0.45mm ﾘｰﾄﾞ長 1.5m
赤黒緑534643

ﾀﾞﾌﾞﾙﾆｰﾄﾞﾙ 4ch

4571307631755

針長 12mm 針間幅 2.5mm ｹｰﾌﾞﾙ長 1.5m 4色
参照電極付き

534645

ﾀﾞﾌﾞﾙﾆｰﾄﾞﾙ 5C

4571307631762

針長 12mm 針間幅 2.5mm ｹｰﾌﾞﾙ長 1.5m 5色

522623ﾃﾞﾙﾀ電極4571307632233

バイポーラ リード長 2m

1710組/箱10組/箱10組/箱10組/箱10本/箱10組/箱10組/箱10組/箱10本/箱12本（6色×2ｾｯﾄ）/パック
12本（6色×2ｾｯﾄ）/パック
18本(3色×3個×2組)/パック

16組（4色×4）, 参照電極
×4本/箱20組（5色×4）/箱1本製品アクセサリー規格表
製品番号

製品名

JANコード

規格入数522603

BCS 30°4.5cm

4571307632035

先端長 4.5cm 全長 15.5cm ｹｰﾌﾞﾙ長 3m

1本522601

BCS 30°9cm

4571307632028

先端長 9.0cm 全長 19.5cm ｹｰﾌﾞﾙ長 3m

1本522630

BCS 30°13cm

4571307632127

先端長 13.0cm 全長 24.0cm ｹｰﾌﾞﾙ長 3m

1本522627

BCS 30°23cm

4571307632240

先端長 23.0cm 全長 34.0cm ｹｰﾌﾞﾙ長 3m

1本522600

BCS ｽﾄﾚｰﾄ 9cm

4571307632011

先端長 9.0cm 全長 19.5cm ｹｰﾌﾞﾙ長 3m

1本

522629

BCS ｽﾄﾚｰﾄ 13cm

4571307632110

先端長 13.0cm 全長 24.0cm ｹｰﾌﾞﾙ長 3m

1本522605

BCS ﾍﾞｲｵﾈｯﾄ 30°

4571307632042

先端長 13.0cm 全長 24.0cm 角度 30°ｹｰﾌﾞﾙ長 3m

1本522606

BCS ﾍﾞｲｵﾈｯﾄ

4571307632059

先端長 13.0cm 全長 24.0cm ｹｰﾌﾞﾙ長 3m

1本522610ﾏｲｸﾛﾌｫｰｸ

4571307632066

522624ﾌｫｰｸ ball tip

4571307632080

522618

ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ ﾗﾃﾗﾙ

4571307632073

522625

ﾌｯｸ

4571307632097

522626

ﾌｯｸ 3極4571307632103

525603

ﾓﾉﾎﾟｰﾗ 30°4.5cm

4571307632141

525600ﾓﾉﾎﾟｰﾗ 30°9cm

4571307632134

525608

ﾓﾉﾎﾟｰﾗ ｽﾄﾚｰﾄ

4571307632158

525616

ﾓﾉﾎﾟｰﾗ ｽﾄﾚｰﾄ ball tip

4571307632189

525615

ﾓﾉﾎﾟｰﾗ ﾍﾞｲｵﾈｯﾄ ball tip4571307632172

525612

ﾓﾉﾎﾟｰﾗ ﾗｽﾊﾟﾄﾘｰ

4571307632165

525650ｻｸｼｮﾝﾌﾟﾛｰﾌﾞ

4571307632196

有効長 90mm 径 3mm

1本525656ｻｸｼｮﾝﾌﾟﾛｰﾌﾞ L24571307632226

有効長 130mm 径 2mm

1本

先端長 4.5cm 全長 15.5cm 電極間隔 2mm
ﾌｫｰｸ長 3mm ｹｰﾌﾞﾙ長 3m
先端長 4.5cm 全長 15.5cm ﾎﾞｰﾙ径2.0mm
ﾌｫｰｸ幅8mm ﾌｫｰｸ長15mm ｹｰﾌﾞﾙ長 3m
先端長 9.0cm 全長 20.0cm 間隔2mm 径 2mm
ｹｰﾌﾞﾙ長 3m
先端長 3.5cm 全長13.2cm ｹｰﾌﾞﾙ長 3m
ﾌｫｰｸ幅 5mm
先端長 2.5cm 全長 13.2cm ｹｰﾌﾞﾙ長 3m
ﾌｫｰｸ幅 2.1mm
先端長 4.5cm 全長 16.0cm tip径 2.0mm
ｹｰﾌﾞﾙ長 3m
先端長 9.0cm 全長 20.0cm tip径 2.0mm
ｹｰﾌﾞﾙ長 3m
先端長 8.5cm 全長 19.5cm tip径 0.4mm
ｹｰﾌﾞﾙ長 3m
先端長 8.5cm 全長 19.5cm ball径 2.3mm
ｹｰﾌﾞﾙ長 3m
先端長 13.0cm 全長 25.5cm ﾎﾞｰﾙ径 2.5mm
ｹｰﾌﾞﾙ長 3m
先端長 8.5cm 全長 19.5cm tip径 6.0mm
ｹｰﾌﾞﾙ長 3m～モノポーラプローブとバイポーラプローブ～
モノポーラプローブは電流が拡散するため、広範囲の神経探索に適しています。
バイポーラプローブは局所的に刺激ができるので神経の細かな同定に適しています。
モノポーラ

18

バイポーラ

1本1本1本1本
1本
1本
1本1本1本1本1本

術中モニタリングシステムISIS IOM
術中モニタリングシステムC2 Xplore
inomed コークスクリュー電極
inomed 表面電極
inomed 針電極

医療機器認証番号 230AMBZX00004000
医療機器認証番号 303AMBZX00004000
医療機器認証番号 302AMBZX00001000
医療機器届出番号 13B1X10261IMG001
医療機器認証番号 230AMBZX00003000

製造元
inomed Medizintechnik GmbH
ImHausgrün29 79312Emmendingen, Germany
Tel: ＋49-(0)7641-9414-0 www.inomed.de

ラリンジール電極
inomed 神経刺激プローブ
inomed サクションプローブ
inomed デルタ電極
inomed 刺激プローブ

医療機器認証番号 303ACBZX00026000
医療機器承認番号 30200BZX00341000
医療機器承認番号 30400BZX00226000
医療機器認証番号 304ACBZX00022000
医療機器認証番号 305AMBZX00001000

輸入・販売元JPクリード株式会社
東京都台東区西浅草1－7－19
Tel:03-6912-1090 info@jpcreed.com

19