33Lasers

TLB-8800 Venturi™
New Focus
アプリケーション・テクニカルノート

スイープ・ステップ波長チューナブルレーザー
Swept and Step-Wavelength Tunable Laser• 最高20,000 nm/sの波長チューニング
• スイープ及びステップモード• プログラミング可能な高い周波数繰り返し• 単一縦モード

New Focus

VCSEL

New Focus™ Venturi TLB-8800スイープ波長チューナブルレーザーはあらゆる望みを叶えます。超 用途
速、超広帯域、モードホップフリーといった最高レベルの変調機能に加え、低ノイズ、高精度、早• ファイバーセンシングい繰り返しを兼ね備えています。Venturiレーザーは当社の受賞歴のある設計に基づいているため、OEMで実証済の24/7 (24時間で365日に及ぶ) 使用環境でも非常に高い信頼性を持っています。ファ • ファイバーオプティクス試験
イバー検査、分光、レーザーシーディング、光ファイバー試験に最適で、さまざまなオプションが• シリコンフォトニクス試験取り揃えられており、お客様に必要なシステムを構築できます。

チューナブル＆波長固定レーザー• プログラミング可能なコヒーレンス制御

Venturi TLB-8800は最高20,000 nm/秒のチューニングスピードと高い周波数繰り返しを有する唯一 • 分光のスイープ波長チューナブルレーザーで、真のリアルタイム測定を可能にします。チューニングス
ピード、高い繰り返し、ドエル・タイム、及び波長レンジは、各お客様のニーズに応じて調整可能です。 • 計量
波長スイープに加え、Venturiは0.01 nm単位でのステップチューニングが可能です。フロントパネ
ルでは、使いやすいGUIを用いてRS232及びUSBインターフェースに容易にアクセスできます。
半導体レーザーガスレーザー141220パワー (dBm)

Venturi TLB-8800の通常性能
10000020,000 nm/s (-HSバージョン)

TLB-8800-H-CL
TLB-8800-L-CL

8510000
ning Speed (nm/s)

パワー (dBm)

010-20-40-60

パワー (電流モード) dBm
パワー (パワーモード) dBm

42,000 nm/s

1000

2200 nm/s

151016101630

20 nm/s

11510

1530

1550

1570

1590

1610

1630

1500

1520

1540

1560

波長 (nm)

1580

1600

1620

1640

波長 (nm)C+Lチューニングレンジ全体にわたる
モデルTLB-8800-H-CL及びTLB-8800-L-CLのキャリアとASE1

1

モデルTLB-8800-H-CLのチューニング直線性
1.

典型的な性能 (保証値ではありません)

Venturi TLB-8800の寸法0.20(5.08)

12.19(309.6)

0.64(16.3)

1.

典型的な性能 (保証値ではありません)

LD・TECコントローラ
LDマウント及びバーンインシステム

Venturi TLB-8800スイープ波長
チューナブルレーザーの性能1

2 nm/s-1001570
波長 (nm)

10-80

1540

100

8.50(215.9)

8.37(212.5).43(10.9)

Front View

Top View

インチ (mm)

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

レーザーアクセサリー

5.0(127)

34

LasersVCSEL

New Focus

チューナブル＆波長固定レーザー

New Focus
アプリケーション・テクニカルノート

仕様
モードホップフリー
チューニングレンジ

出力ASE

積算ダイナミックレンジ

TLB-8800-H-CL

1,520–1,630 nm

10 dBm>40 dB>15 dB

2–2,000 nm/s

TLB-8800-HSH-CL

1,520–1,600 nm

10 dBm>40 dB>15 dB

5,000–20,000 nm/s

TLB-8800-L-CL

1,510–1,620 nm

2 dBm>70 dB>55 dB

2–2,000 nm/s

TLB-8800-HSL-CL

1,510–1,600 nm

2 dBm>70 dB>55 dB

5,000–20,000 nm/s

TLB-8800-H-E

1,360–1,460 nm

10 dBm>40 dB>15 dB

2–2,000 nm/s

TLB-8800-H-O

1,260–1,340 nm

10 dBm>40 dB>15 dB

2–2,000 nm/s

TLB-8800-HSH-O

1,260–1,340 nm

10 dBm>40 dB>15 dB

5,000–20,000 nm/s

TLB-8800-L-O

1,260–1,340 nm

2 dBm>70 dB>55 dB

2–2,000 nm/s

TLB-8800-HSL-O

1,260–1,340 nm

2 dBm>70 dB>55 dB

5,000–20,000 nm/s

TLB-8800-H-S

1,420–1,520 nm

10 dBm>40 dB>15 dB

2–2,000 nm/s

TLB-8800-H-850

835–850 nm

5 dBm>40 dB

N/A

5–1,000 nm/s

仕様1値パワー安定性 (1時間)±0.01 dB

パワー再現性±0.01 dB

パワー平坦度, Typical<±4%

波長安定性 (1時間)±0.003 nm

絶対波長精度

0.03 nm

波長再現性0.010 nm半導体レーザーガスレーザーチューニングモード

スイープまたはステップ

チューニングスピードの平坦性、Typical<±5%

サイドモード抑圧比 (SMSR)>50 dBc

相対強度ノイズ (0.1–5 GHz) 、Typical<-145 dB/Hz>4 km

スイープモードでのコヒーレンス長、コヒーレンス制御OFF時
線幅、コヒーレンス制御ON時2>150 MHz>5 Hz(標準モードで100 nm scan @ 2,000 nm/s l)3スキャン繰り返し>30 Hz(ハイスピードモードで80 nmスキャン@ 10,000 nm/s 1)
0.01 nmステップサイズ分解能、ステップモード

1 pm

波長分解能
ファイバーコネクタ

Connector FC/APC

ファイバータイプ

SMまたはPM
RS232、USB

インターフェース
電源

85–265 VAC (47–63 Hz)、電力消費<75 W
15–40°C

動作温度範囲
保存温度範囲0–50°C

湿度

非結露

1.
2.
3.

当社の継続的な製品改良プログラムにより、仕様は予告なく変更されることがあります。
コヒーレンス制御は、お客様にて調整可能です。
スキャン反復率は、静止時間、スイープスピード、及び波長チューニングレンジの調節によって、お客様にて調整可能です。

レーザーアクセサリー

LD・TECコントローラ
LDマウント及びバーンインシステム

波長スイープスピード

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください