1. CARACTERÍSTICASMANUAL DE INSTRUCCIONESPINZA DIGITALKEW SNAP SERIESMODELO 2046R Tipo 600A TRMS
MODELO 2056R Tipo 1000A TRMS

Mordaza

LED NCV
GatilloDiseñado para seguir los estándares de seguridad
IEC61010.IEC61010-031:2002 e IEC61010-2-032
Categoría de medida (CAT.) IV 600V
Grado de polución 2
Cuerpo principal con doble modelado que
proporciona un cómodo agarre a una mano.
Función de Bloqueo de Datos (Data Hold).
Función de luz de fondo para facilitar las lecturas enáreas poco iluminadas.
Función REL para indicar variaciones en las
mediciones (medidas de Intensidad, Tensión yResistencia).
Función MIN/MAX, que facilita la lectura de valores
máximos y mínimos durante una medición.
Función de Bloqueo de Pico, que permite medir
valores de pico de la corriente de activación (sólo en
el rango ACA).
Con funciones de comprobación de Diodos yContinuidad.
Medición de capacidad en condensadores.
Medición de temperatura, tanto en ºC como en ºF.
Función NCV (tensión sin contacto) para
comprobación de cableado.
Protección de entrada de 600V.
Función Sleep que ayuda a extender la vida de lasbaterías.
Con gráfica de barras, y display con un contador
máximo de 6039

2. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
Selector de Función

Tecla PEAK
Bloqueo de Datos(Luz de fondo)

Tecla SELECT

Tecla Hz/Duty
Tecla Zero

MIN/MAXCOM Terminal

Terminal V/Ω
Correa de mano de seguridad

3. ESPECIFICACIONES

600A

1000A

Precisión
Rango deMedición
KEW 2046R KEW 2056R
0-600.0A
Pico 1500A ±2.0%lect.±5dgts(50/60Hz)
CF=2.5 @ ±3.5%lect.±5dgts(40 ~ 500Hz)±5.5%lect.±5dgts(500 ~ 1kHz)
600A* Añada 2% con CF>2
CF=3.0 @500A
0-1000A
Pico 1500A
CF=2.5 @N/D
600A
CF=3.0 @500ª

Función de Intensidad CC 600A, 1000A
Función

Rango deMedición

600A

0-600.0A

1000A

0-1000A

Precisión
KEW2046R KEW2056R±1.5%lect.
±1.5%lect.
±5dgts±5dgts
N/D

Función de Tensión CA
Auto-ajuste del rango, impedancia de entrada: aprox 10 MΩ
Función

Rango demedición

6/60/600V

0-600.0V

Precisión
KEW2046R KEW2056R±1.5%lect.±4dgts (50/60Hz)±3.5%lect.±5dgts (40~400Hz)

Función de Tensión CC
Auto-ajuste del rango, impedancia de entrada: aprox 10 MΩ
Función

Rango demediciónPrecisión
KEW2046R KEW2056R

600mV/6/
60/600V

0-600.0V±1.0%lect.±3dgts

Función de Resistencia (comprobación de Diodos /Continuidad / Capacidad)
Función

Rango deMedición ADVERTENCIA
Asegúrese de leer y comprender bien estas
instrucciones antes de comenzar a utilizar el
instrumento.
Guarde y mantenga este manual a mano para
permitir una referencia rápida al mismo siempre
que sea necesario.
Asegúrese de usar el aparato sólo para las
funciones para las que fue diseñado.
Asegúrese de comprender y respetar todas las
instrucciones de seguridad contenidas en el
manual.
Es esencial que siga las instrucciones anteriores.
No seguir las indicaciones anteriores puede producir
daños personales, al instrumento y/o daños al equipo
a comprobar.

Función de capacidad

3-1. Rango de Medición y Precisión(precisión garantizada a 23ºC±5ºC, humedad del45~85%)
Función de Intensidad AC 600A,1000A
Función

Este instrumento ha sido diseñado, fabricado yprobado de acuerdo con los requisitos de seguridad
para aparatos de medición eléctrica, según la norma
IEC 61010-1, y se ha suministrado en las mejores
condiciones, después de pasar las inspecciones
necesarias. Este manual de instrucciones contiene
advertencias y normas de seguridad que deben
ser observadas por el usuario para garantizar una
manipulación segura del aparato y un mantenimientodel mismo en buenas condiciones. Por consiguiente,lea atentamente estas instrucciones antes de su uso.

Precisión
KEW2046R KEW2056R

600Ω/6k/0-600.0kΩ
±1.0%rdg±5dgt
60k/600kΩ
0.600Ω
6M/60MΩ
±5%rdg±8dgt-60.00MΩ
Cont
El zumbador suena con
0-600.0Ω
Zumbador100Ω o menos
Diodo
Tensión de prueba: 0-2V

Función

Rango deMedición

40nF
400nF
4μF
40μF
400μF
4000μF0.01nF- 4000μF
Auto-ajuste derango±2.5%lect.±20dgts
ND
ND

Precisión
Rango deMedición
KEW2046R KEW2056R
40Hz ACA±0.5%lect.±5dgts
400Hz
ACV
1Hz -10kHz
0.1-99.9%±2.5%lect.±5dgts(Anchura del pulso/Periododel pulso)
Función

Nota: Las entradas medibles son: 40Vrms en CAV ó
50Arms en CA600A ó 350A en CA1000A
Función de TemperaturaºCºF

 PELIGRO: Está reservado para condiciones
y acciones que causaránprobablemente daños fatales.
 ADVERTENCIA : Está reservado para condiciones
y acciones que pueden llegar a
causar daños fatales.
 PRECAUCIÓN : Está reservado para condiciones yacciones que pueden causar daños
personales o en el instrumento.
Los símbolos mostrados a continuación aparecen enel instrumento.
 Diríjase a las explicaciones del manual
Instrumento con aislamiento doble o reforzado
Indica que este instrumento puede amordazar
conductores desnudos cuando se mida una
tensión perteneciente a la categoría de medida
aplicable, que aparece cerca de este símbolo.
Corriente alterna (AC)Corriente continua (DC)Corriente con componentes alterno y continuo
 PELIGRO
Nunca realice mediciones en circuitos cuyo
potencial supere los 600V CA.
No intente realizar mediciones con presencia degases inflamables. De lo contrario, el uso delinstrumento podría producir chispas que derivasen
en una explosión.
Los extremos de la mordaza están diseñados
para no cortocircuitar el circuito a comprobar.
De todas formas, si el equipamiento tiene partes
conductoras al descubierto, tome precauciones
extra para evitar la posibilidad de un cortocircuito.
Nunca trate de usar el instrumento si su superficieo sus manos están húmedas.
No exceda el valor máximo de entrada de cadarango de medida.
No abra nunca el compartimiento de las baterías
mientras realiza mediciones.
El instrumento sólo debe ser utilizado para los fines
previstos. En otro caso, las funciones de seguridad
con las que viene equipado no funcionan, y pueden
provocarse daños personales o al instrumento.
 ADVERTENCIA
Nunca intente realizar mediciones si observa
alguna anomalía en el instrumento, como la
carcasa rota o partes metálicas expuestas.
No gire el Selector de Función mientras conecta las
puntas de medida.
No instale recambios ni realice ninguna modificacióndel instrumento. Devuelva el instrumento a su
distribuidor para repararlo o recalibrarlo.

SELECT(Cambio CA/CC y cambio
Ω/ / / ), PEAK, HOLD/ Back
Light, ZERO,Hz/DUTY, MIN/MAX●Alimentación:
DC3V/ R03(UM-4) x 2uds
●Aviso de
El símbolo " BATT " aparece conbatería baja:
2.4V±0.15V o inferior●Temperatura y humedad(precisión garantizada):
23ºC±5ºC, humedad relativa de 85% o inferior(sin condensación)●Temperatura y humedad (de funcionamiento):
0 ~ 40ºC, humedad relativa de 85% o inferior (sincondensación)●Temperatura y humedad (e almacenamiento):-20 ~ 60ºC, humedad relativa de 85% o inferior(sin condensación)●Consumo deAprox. 25 mA
corriente:
Apagado automático tras 15 min.
●Función
después de la última manipulación delSleep:
Selector de Función. Rote el Selector
de Función de OFF a cualquier otra
posición para salir de este estado.
●Estándares aplicables:
IEC 61010-1:2001
Categoría de medida CAT.IV 600V Grado de polución 2
IEC 61010-031:2002, IEC 61010-2-032
EMC：EN 61326
・EN 55022
・EN 61000-4-2(criterio de rendimiento B)
・EN 61000-4-3(criterio de rendimiento B)●Protección
Rango de corriente:
720A CA/10 seg. en KEW2046R
contraSobrecargas:
1200A CA/CC/10seg en KEW2056R
Rango de tensión :720V CA/CC/10 seg.
Rango de resist.:
600V CA/CC/1seg●Tensión
6880V CA .TRMS 50/60Hz / 5soportada:seg. (entre la mordaza y el circuito
eléctrico / entre circuitería interna yla carcasa)●Resistencia de 10MΩ o sup./ 1000V entre el
circuito eléctrico y la carcasa.
Aislamiento:●Tamaño delKEW2046R: aprox. 33mm
conductor:
KEW2056R: aprox. 40mm
●Dimensiones: aprox. 254(L)×82(W)×36(D)mm /KEW2056R
aprox. 243(L)×77(W)×36(D)mm /KEW2046R●Peso:
aprox. 300 g en KEW2046R
aprox. 310 g en KEW2056R●Accesorios:
Puntas de medida Modelo 7066 / 1 set
Batería
R03（UM-4）/ 2uds
Manual de instrucciones Castellano / 1ud
Caja de transporte Modelo 9094/ 1ud●Accesorios
S o n d a d e Te m p e r a t u r a t i p o K
Opcionales:
Modelo 8216
Multi-Tran M-8008●Teclas:Precisión
KEW2046R KEW2056R
ND

Función de Frecuencia/Trabajo (Auto-ajuste de rango en
Frecuencia)

Función

El símbolo  indicado en el instrumento implica que
el usuario debe dirigirse a los apartados relativos
a seguridad de este manual. Es esencial leer las
instrucciones anexas al símbolo  cada vez que ésteaparezca en el manual.

Precisión
Rango deMedición
KEW2046R KEW2056R- 50ºC ~ 0ºC±5ºC ±3dgts
0 ºC ~ 150ºC±3ºC ±2dgts
150ºC~700ºC±2%±2dgts-58ºF ~ 32ºF
±9ºF ±3dgts
32ºF ~ 302ºF±5ºF ±2dgts
302ºF~1292ºF±2%±2dgts

La precisión especificada arriba se refiere a la pinza demedida en si misma.
La precisión de la sonda de temperatura está excluida.
3-2. Especificaciones generales
Modo ∆∑●Modo deoperación:●Pantalla:
Contador máximo de6039(Frecuencia:9999, Capacidad
y Tª:4039) y Gráfico de Barras●Indicación de
El símbolo "OL" aparece en pantalla
Sobremargen: cuando se excede el valor el valormáximo del rango seleccionado(excepto en VCA/VCC y 1000A)●Cambio deAutomático: Tensión, Resistencia,
rango:
Capacidad Único:Continuidad, Comp. de Diodos,
Trabajo y Temperatura●Frecuencia de
3 veces por segundo
Muestreo:
OFF/A CA/V CA/V CC/Ω/ ºC /ºF●Funciones:

No intente reemplazar las baterías si la superficie
del instrumento está húmeda.
Antes de abrir el compartimiento de las baterías
para el cambio de las mismas, desconecte todos
los cables del circuito a comprobar y apague elinstrumento.
Ve r i f i q u e e l c o r r e c t o f u n c i o n a m i e n t o d e linstrumento en un circuito de características
conocidas, antes de realizar medidas y/o tomar
decisiones basadas en las mismas.
 PRECAUCIÓN
Antes de realizar cualquier medición asegúrese
de que el Selector de Función está situado en la
posición adecuada.
Inserte firmemente las puntas de medida.
Desconecte las puntas de medida del instrumento
al realizar medidas de Intensidad.
No exponga el instrumento directamente al sol,temperaturas extremas, a la humedad o al rocío.
Altitud de 2000m o inferior. La temperatura
apropiada de funcionamiento es de 0-40ºC.
Este instrumento no ha sido diseñado a prueba desuciedad y agua. Manténgalo alejado de estas amenazas.
Asegúrese de apagar el instrumento después desu uso. Cuando no vaya a utilizar el instrumento
durante un largo periodo de tiempo, guárdelo
después de retirar la batería.
Use un paño humedecido en detergente neutropara la limpieza del instrumento. No use productos
abrasivos o disolventes.
Categorías de medida (categorías de sobretensión)
Para asegurar operaciones seguras con los instrumentos
de medida, IEC61010 establece estándares de seguridad
para distintos entornos eléctricos, organizados de CAT.I a
CAT.IV, y conocidos como categorías de medida.
Las categorías con numeración superior secorresponden con entornos eléctricos con mayor energía
momentánea, por lo que un instrumento diseñado para
entornos CAT.III podría soportar una mayor energía
momentánea que uno diseñado para CAT.II.
CAT.I: Circuitos secundarios conectados a una toma decorriente CA, a través de un transformador o similares.
CAT. II : Circuitos primarios conectados a una toma CA
a través de un cable de alimentación.
CAT. III : Circuitos primarios conectados directamente
al panel de distribución, y alimentadores
desde el panel a las tomas de corriente.
CAT. IV : Circuito de suministro de servicio, hasta elcontador y el dispositivo de protección contra
sobretensiones (panel de distribución).
Cableado exterior

Cableado interior

Transformador
Transformateur● Valor efectivo (RMS)
La mayoría de las tensiones e intensidades alternas son
expresadas en valores efectivos, también conocidoscomo valores RMS (Root-Mean-Square). El valor efectivo
es la raíz cuadrada de la media de los cuadrados delas intensidades o tensiones alternas. Muchas de laspinzas de medida que utilizan un circuito de rectificado
convencional tienen escalas "RMS" para medidas CA.
Las escalas son, sin embargo, realmente calibradas
en términos del valor efectivo de una onda sinusoidal,
aunque la pinza esta respondiendo al valor medio. El
calibrado se realiza con un factor de conversión de 1.111
para ondas sinusoidales, lo que se obtiene dividiendoel valor efectivo por el valor medio. Estos instrumentos
no pueden utilizarse por tanto si la tensión o intensidad
de entrada tienen una forma diferente a la de una onda
sinusoidal, ya que se obtendrían medidas erróneas.
● CF (Crest Factor – Factor de Cresta)
Se calcula dividiendo el valor de pico por el valor efectivo.
Ejemplos: Onda sinusoidal: CF=1.414
Onda cuadrada con una relación de trabajo
de 1:9: CF=3
Referencia

3-3. Teclas de función
El símbolo "●" indica las funciones disponibles en cadarango de medida.
Bloqueo
Puesta Hz/
MAX/
PICO SELECTde datosa cero Trabajo MIN
A CA
●
●
●
●
●
●
V CA
●
●
●
●
A CC
●
●
●
●
V CC
●
●
●
Ω
●
●
●
●
●
●
●
●
●
TEMP
●
●
●
●

4. PREPARACIÓN PARA LA MEDIDA
4-1. Comprobación de la tensión de las baterías
Sitúe el Selector de Función en cualquier posición
distinta de "OFF". Si no aparece en pantalla el símbolo"BATT", la tensión de batería indicada es suficiente. Si
por el contrario la pantalla se queda vacía o aparece"BATT", reemplace las baterías de acuerdo a la Sección
7, Sustitución de baterías.

 PRECAUCIÓN
La función Sleep apaga el instrumento automáticamente
15 min. después de la última operación. Por lo tanto,la pantalla podría estar vacía incluso con el Selector
de Función en una posición distinta de "OFF". En estos
casos, seleccione "OFF" y después cualquier otra
posición. Si después de realizar estas operaciones sigue
sin aparecer nada en pantalla, reemplace las baterías.
4-2. Comprobación del Selector de Función y delmodo de medida seleccionado.
Confirme que el Selector de Función está situado en la
posición correcta, que el instrumento está configurado
con el modo de medida correcto, y que la función de
Bloqueo de datos está desactivada. De otra forma, nose podrá realizar la medida deseada.

5. MEDICIÓN
5-1. Medición de Intensidad CA.
 PELIGRO
Nunca realice mediciones en circuitos cuyo
p o t e n c i a l s u p e re l o s 600V C A , p a r a e v i t a r
descargas eléctricas.
Los extremos de la mordaza están diseñados
para no cortocircuitar el circuito a comprobar.
De todas formas, si el equipamiento tiene partes
conductoras al descubierto, tome precauciones
extra para evitar la posibilidad de un cortocircuito.
No realice medidas con el compartimiento de lasbaterías abierto.
Desconecte las puntas de medida del instrumentopara realizar medidas de intensidad.
(1) Sitúe el selector de funciones en posición "600A"
o "1000A " ( e n K E W2046R , s ó l o "600A " e s t á
disponible). CA se selecciona por defecto, perosi CC estuviese seleccionado, pulse SELECT paracambiarlo a CA. El símbolo AC aparecerá en la partesuperior izquierda de la pantalla.
(2) Pulse el gatillo para abrir la mordaza, y amordace
el conductor a comprobar, tomado nota del valor
que aparecerá en pantalla. Pulsando la tecla "Hz/DUTY", se muestra distinta información en pantalla,
atendiendo a la siguiente secuencia.
Intensidad CA ⇒ Frecuencia ⇒ Trabajo
La función Hz/Trabajo requiere de 50A o más en el rango
600A CA, y de 350A o más en el rango de 1000A CA.
 PRECAUCIÓN
El diámetro máximo de un conductor es de aprox.
33 mm para el KEW2046R y de 40mm para el KEW
2056R. Durante medidas de intensidad, mantenga
las mandíbulas de la mordaza completamentecerradas. De no ser así, no se obtendrán
resultados precisos.

6. OTRAS FUNCIONES
6-1 Función Sleep(1) Esta es una función diseñada para evitar que elinstrumento se deje encendido, para así prolongar
la vida de las baterías. Esta función hace que elinstrumento entre en modo Sleep tras 15 minutos
desde la última operación. Para salir del modo
Sleep, gire el Selector de Función hasta la posición"OFF", y después a cualquier otra posición.
(2) La función Sleep estará desactivada cuando las
funciones MIN/MAX o PICO estén seleccionadas.
Las mediciones continuas se realizan con la función
Sleep desactivada. Para activar la función Sleep denuevo, desactive las funciones MIN/MAX o PICO.
 PRECAUCIÓN
El instrumento consume una pequeña cantidad debatería en el modo Sleep. Si desea un consumo nulo,
seleccione siempre OFF tras usar el instrumento.
6-2. Tecla HOLD
(1) Función de Bloqueo de Datos
Esta función congela en pantalla el valor medido.
Pulse la tecla "HOLD" para bloquear la medida en
pantalla. La lectura se mantendrá independientemente
de variaciones posteriores en la entrada. Mientras el
instrumento está en modo Bloqueo de Datos, aparece"H" en la esquina superior izquierda de la pantalla. Parasalir de este modo, pulse la tecla "HOLD" de nuevo.
 PRECAUCIÓN
Los datos bloqueados en pantalla se perderán si seactiva el modo Sleep mientras el instrumento estáen modo de Bloqueo de Datos.
(2) Luz de fondo ON/OFF
Pulsando la tecla HOLD durante 2 seg. o más seiluminará la pantalla. Si vuelve a pulsarla durante 2
seg. o más, se apagará.
6-3. Función NCV
Un LED rojo situado en la parte superior del panel seiluminará en todas las funciones (excepto OFF) cuando
se detecte un campo eléctrico superior a 100V,
mediante un sensor instalado en las mandíbulas.
Este sensor es capaz de detectar
la presencia de tensión en un
circuito eléctrico o equipamiento
sin tocarlo. El sensor NCV
sólo puede detectar campos
eléctricos en la dirección
mostrada en la figura. Coloquela parte izquierda de la mordaza
cerca del conductor a examinar( m a n t é n g a l o l o má s i n m ó v i lposible). Es imposible detectar
campos de tomas empotradas.

5-2. Medición de Intensidad CC.
 PELIGRO
Nunca realice mediciones en circuitos cuyo potencial
supere los 600V CA, para evitar descargas eléctricas.
No realice medidas con el compartimiento de lasbaterías abierto.
(1) Sitúe el selector de funciones en posición "600A"
o "1000A " ( e n K E W2046R , s ó l o "600A " e s t á
disponible). CA se selecciona por defecto; si estáseleccionado pulse SELECT para cambiarlo a CC. El
símbolo DC aparecerá en la parte superior izquierda
de la pantalla.
(2) Con las mandíbulas de la mordaza cerradas y sin
amordazar el conductor todavía, pulse la tecla "ZERO"
para poner a cero la pantalla. (el símbolo ∆ aparecerá
en la esquina superior derecha de la pantalla).
(3) Pulse el gatillo para abrir las mandíbulas yamordace el conductor a comprobar (el conductor
debería quedar en el centro de las mandíbulas).
Tome nota del valor mostrado en pantalla.
(4) Sitúe el Selector de Función en una posición
apropiada de acuerdo al tipo de corriente a medir.
(5) Pulsando la tecla "ZERO" de nuevo, se libera la
función de puesta a cero (el símbolo ∆ desapareceráde la esquina superior derecha de la pantalla).
 PRECAUCIÓN
Cuando la corriente fluye desde la parte superiordel instrumento (la parte de la pantalla) hacia laparte inferior, la polaridad de la lectura es positiva,
y viceversa.
5-3. Medición de Tensión CA.
 PELIGRO
Nunca realice mediciones en circuitos cuyo
p o t e n c i a l s u p e re l o s 600V C A , p a r a e v i t a r
descargas eléctricas.
No realice medidas con el compartimiento de lasbaterías abierto.
Mantenga sus dedos tras la barrera del instrumento
durante la medición.
(1) Sitúe el Selector de Función en posición "ACV".
(2) Conecte el cable de medida rojo al terminal V/Ω, yel negro al terminal COM.
(3) Conecte las puntas de medida al circuito acomprobar. Tome la lectura de la pantalla. Pulsandola tecla "Hz/DUTY", se muestra distinta información
en pantalla, atendiendo a la siguiente secuencia.
Tensión CA ⇒ Frecuencia ⇒ Trabajo

5-4. Medición de Tensión CC
 PELIGRO
Nunca realice mediciones en circuitos cuyo
p o t e n c i al s u pe re l o s 600V C A , p ar a e v it ardescargas eléctricas.
No realice medidas con el compartimiento de lasbaterías abierto.
Mantenga sus dedos tras la barrera del instrumento
durante la medición.
(1) Sitúe el Selector de Función en posición "DCV".
(2) Conecte el cable de medida rojo al terminal V/Ω, yel negro al terminal COM.
(3) Conecte las puntas de medida roja y negra ala parte positiva (+) y negativa(-) del circuito
respectivamente. Tome nota de la medida en
pantalla. Si la conexión está al revés, aparecerá elsímbolo "-" en pantalla.
5-5. Medición de Resistencia/Diodos/Continuidad/
Capacidad
 PELIGRO
Nunca utilice el instrumento sobre un circuito
energizado.
No realice medidas con el compartimiento de lasbaterías abierto.
Resistencia(1) Sitúe el Selector de Función en la posición "Ω // / ".
(2) Conecte el cable de medida rojo al terminal
V/Ω, y el negro al terminal COM. Cerciórese deque "OL" aparece en pantalla, y a continuación
cortocircuite las puntas de prueba para poner acero el indicador.
(3) Conecte las puntas de prueba a los extremos de laresistencia a comprobar.
(4) Tome nota del resultado mostrado en pantalla.
 PRECAUCIÓN
Incluso cortocircuitando las puntas de medida,la medida en pantalla podría ser distinta de cero.
Pero no se trata de un fallo, sino que se debe a laresistencia interna de los cables de medida.
Cuando las puntas de medida no están conectadas,
aparecerá "OL" por pantalla.
Continuidad(1) Sitúe el Selector de Función en la posición "Ω/ / / ". "Ω" se selecciona por defecto. Pulse
SELECT para cambiar a "Continuidad".
Resistencia ⇒ Diodo ⇒ Cont ⇒ Capacidad

 PRECAUCIÓN
La función Hz/Trabajo requiere un mínimo de 40V CA.
Para medir una frecuencia, mida primero la tensión
del circuito. Entonces pulse la tecla Hz/DUTY para
entrar en la medición de frecuencia.
Las lecturas de frecuencia podrían fluctuar o ser
influenciadas bajo ambientes ruidosos.

 PELIGROEl LED podría no encenderse debido al estado
de instalación del circuito o equipamiento. Nunca
toque el circuito a comprobar para evitar posibles
daños, incluso si el LED no se ilumina.
Compruebe el correcto funcionamiento del LED en
una fuente de alimentación bien conocida antes derealizar la medida. Si el LED no se ha eliminado, no
realice mediciones.
El indicador NCV se ve afectado por tensiones externas,
y por como coloquemos y sujetemos el instrumento.
6-4. Función MIN/MAX PRECAUCIÓN
Los datos bloqueados en pantalla se perderán si seactiva el modo Sleep mientras el instrumento estáen modo de Bloqueo de Datos.
Las teclas SELECT, ZERO y Hz/DUTY se deshabilitan
mientras esté activa la función MIN/MAX.
(1) Función de Intensidad CA/CC (sólo 600A en KEW2046R)
Pulsando la tecla MIN/MAX en los rangos de 600 y
1000A se activa la medición de mínimos o máximos.
Pulse la tecla MIN/MAX para seleccionar MAX o MIN.
El valor máximo o mínimo del dentro del rango demedida se mantendrá en pantalla hasta que la función
se desactive. "MIN" o "MAX" se muestran por pantalla
mientras la función está activa. Para desactivarla, pulse
la tecla MIN/MAX durante al menos 2 seg. o cambie defunción de medida.
(2) Función de Tensión CA/CC PRECAUCIÓN
Si pulsa la tecla MIN/MAX sin aplicar tensión,
se desactivará el cambio automático de rango,fijándose un rango de 6V. Conecte las puntas
de medida al circuito y espere a que el cambio
automático de rango seleccione un rango adecuado
antes de pulsar la tecla MIN/MAX.
Pulsando la tecla MIN/MAX se activa la medición demínimos o máximos. Pulse la tecla MIN/MAX paraseleccionar MAX o MIN. El valor máximo o mínimo deldentro del rango de medida se mantendrá en pantalla
hasta que la función se desactive. "MIN" o "MAX" semuestran por pantalla mientras la función está activa.
Para desactivarla, pulse la tecla MIN/MAX durante almenos 2 seg. o cambie de función de medida.
6-5. Función de Puesta a Cero PRECAUCIÓN
Las teclas MIN/MAX y PEAK se deshabilitan mientras
está activa la función de Puesta a Cero.
Cuando se utiliza la función de Puesta a Cero en
mediciones de Intensidad, el símbolo "∆" aparecerá enla esquina superior izquierda de la pantalla,
Indicación del valor relativo en mediciones deIntensidad, Tensión y Resistencia:
Al pulsar la tecla ZERO accedemos a la función de valor
relativo (REL).

(2) Conecte el cable de medida rojo al terminal V/Ω,y el negro al terminal COM. Cerciórese de que "OL"aparece en pantalla, y a continuación cortocircuitelas puntas de prueba. El indicador debería ponersea cero, y sonará el zumbador.
(3) Conecte las puntas de prueba a los extremos de laPulse la tecla ZERO para establecer la medida actual
como valor de referencia, al principio de la medida.
A partir de este momento, se indicará por pantalla
la diferencia entre el valor de referencia y el último
valor medido. La función de selección automática derango se desactivará, y el rango seleccionado será elrango que estaba seleccionado al tomar el valor dereferencia. Por lo tanto, un valor relativo estará dentrodel siguiente rango.
(Rango de medida)=(Valor máximo del rango fijado)(Valor inicial)
Para desactivar esta función, pulse la tecla MIN/MAX durante
al menos 2 seg. o seleccione otra función de medida.
6-6. Función de PICO (sólo 600A en KEW2046R)(1) Sitúe el Selector de Función en uno de los rangos demedida de Intensidad, y asegúrese de seleccionar
CA. Amordace el conductor a comprobar.
(2) Pulsando la tecla PEAK aparecerá el mensaje" P MAX" en pantalla, y se iniciará la medida.
(3) Las lecturas indican el pico del valor de cresta
actual. Cuando se miden ondas sinusoidales, laslecturas son aprox. √2 veces el valor RMS.

resistencia a comprobar. El zumbador sonará si laresistencia tiene un valor de 100Ω o inferior.
Diodo(1) Sitúe el Selector de Función en la posición "Ω / // ". "Ω" se selecciona por defecto. Pulse SELECT
para cambiar a "Diodo".
Resistencia ⇒ Diodo ⇒ Cont ⇒ Capacidad(2) Conecte el cable de medida rojo al terminal V/Ω, yel negro al terminal COM.
CáthodeÁnode(3) Conecte las puntas de medida roja y negra al ánodo
y al cátodo del diodo a comprobar respectivamente.
Tome nota del resultado mostrado en pantalla. Si laconexión está al revés, aparecerá "OL" por pantalla.
 PRECAUCIÓN
Algunos diodos no pueden comprobarse, mostrándoseen pantalla "OL" (diodos Zener, LED, etc.)
Capacidad(1) Sitúe el Selector de Función en la posición ""Ω / // ". "Ω" se selecciona por defecto. Pulse SELECT
para cambiar a "Capacidad".
Resistencia ⇒ Diodo ⇒ Cont ⇒ Capacidad(2) Conecte el cable de medida rojo al terminal V/Ω, yel negro al terminal COM.
(3) Tome nota del resultado mostrado en pantalla.
5-6. Medición de Temperatura(1) Sitúe el selector de funciones en la posición "ºC/ºF".
(2) Conecte la Sonda de Temperatura tipo K (accesorio
opcional) al terminal de entrada. La parte positiva(+) de la sonda debe conectarse a V/Ω.
(4) Ponga en contacto el sensor (parte metálica) de la
Sonda de Temperatura tipo K con el objeto a comprobar.
Tome nota del resultado mostrado en pantalla.
 ADVERTENCIA
Nunca conecte la Sonda de Temperatura a un
circuito energizado.
 PRECAUCIÓN
Al situar el Selector de Función a la posición"ºC/ºF", se muestra por pantalla la temperatura
ambiental. En el caso de que "OL" o algo distinto
a la temperatura ambiental aparezca por pantalla,
algo podría ir mal con el instrumento. Deje deutilizarlo inmediatamente.
Podrían existir daños en la Sonda si el indicador novaría cuando el sensor se pone en contacto con el
objeto a comprobar.

Reemplace las baterías siempre que el indicador debatería baja "BATT" aparezca en pantalla. Tenga encuenta que cuando la batería está completamenteagotada, la pantalla parpadea sin que se muestre el
indicador "BATT".
(1) Sitúe el Selector de Función en posición "OFF".
(2) Desatornille y retire la cubierta del compartimentode las baterías, que se encuentra en la parte inferiordel instrumento.
(3) R e e m p l a c e l a sbaterías respetando
la polaridad correcta.
Use pilas R03 (AAA) o
LR03 /1.5 V nuevas.
(4) Vuelva a colocar lacubierta y atorníllela.

I peak

8. MANTENIMIENTOT(4) Pulse la tecla PEAK durante al menos 2 seg. para
resetear la pantalla o liberar la función.
El zumbador sonará 2 veces, y la función se desactivará.

● Limpieza
Use un paño humedecido agua o detergente neutropara limpiar el instrumento.
No use productos abrasivos o disolventes. De
otro modo, el instrumento podría resultar dañado,deformado o decolorado.

 PRECAUCIÓN
El PICO máximo indicado para valores de cresta es
de 1500A. Un mensaje de error aparece cuando se
excede este rango.
La función Sleep se deshabilita cuando la funciónde PICO está activa. Hay que tener cuidado por
tanto al realizar medidas continuas.
6-7. Indicación de sobremargen
Cuando la entrada es superior al valor máximo permitido
de la función seleccionada, aparecen los mensajes "OL"o "-OL" en pantalla. Esto no es válido para las funciones
de Tensión, Intensidad (en 1000A) o Temperatura.

Kyoritsu se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones o diseños descritos en este manual
de instrucciones sin avisos y sin obligaciones.

7. SUSTITUCIÓN DE BATERÍAS
 ADVERTENCIA
Para evitar posibles descargas, sitúe el Selector de
Función en posición "OFF" y retire los cables de medidadel instrumento antes de reemplazar las baterías.
 PRECAUCIÓN
No mezcle baterías nuevas y antiguas.· Instale lasbaterías en la polaridad correcta, que está indicada
en el compartimento de las baterías.

06-02

92-1884