クイックマニュアル

電源品質アナライザ

KEW

6315

KEW6315

はじめに

はじめに

KEW6315●はじめに
このクイックマニュアルは、すぐに本製品をご使用いただけるように付属 CD-ROM の取扱説明書（詳細マニュア
ル）の内容を簡易的にまとめたものです。
本製品の各機能の詳細及び梱包内容については取扱説明書（詳細マニュアル）をお読みください。
クイックマニュアルは取扱説明書（詳細マニュアル）をよく読み理解した上でご使用ください。

●安全にご使用していただくために取扱説明書（詳細マニュアル）には、安全に使用していただくための警告や注意事項が記載されています。必ずよく読み理解した上で本製品を正しくご使用ください。

●保証書ついて巻末には保証書がついています。保証書の再発行はいたしかねますので、大切に保管してください。

目次
１．製品の概要 ······················································································································································ ２
２．記録開始／終了···························································································································· ５３．製品の概要 ··················································································································································· １３
４．測定前の確認 ·············································································································································· １７５．瞬時値／積算値／デマンド
瞬時値「Ｗ」 ·················································································································································· １９
積算値「Ｗｈ」／デマンド ························································································································· ２１
６．ベクトル（結線確認）
７．波形··················································································································· ２５··················································································································································· ２６

８．高調波解析···································································································································· ２７９．電源品質イベント（スウェル／ディップ／瞬停／インラッシュカレント／トランジェント） ···················· ３０
フリッカ ····························································································································································· ３３
１０．設定············································································································································· ３５

１１．ＳＤカード／保存データについて ······································································································ ３８
１２．アフターサービス ····································································································································· ４２
保証書／保証規定 ······································································································································ ４３
最新のソフトのダウンロードは、共立のホームページで行うことができます。
www.kew-ltd.co.jp
http://www.kew-ltd.co.jp

-1-

−1 −

KEW6315

KEW6315

KEW6315

特KEW6315

長
特長

１
１．
．製
製品
品の
概要
要
の概
特長
本製品は多彩な結線方式に対応したクランプ式電源品質アナライザです。従来の瞬時値、積算値、電力管理のためのデマンド値、高調波解析、電源品質に関するイベント、力率改善のための進相コンデンサ値のシミュレー
ションを全て同時に行います。電圧と電流を、それぞれ波形やベクトルで表示することも可能です。
測定データは SD カードまたは内部メモリへ保存し、そのファイルは USB 通信によりパソコンへ転送できます。また、Bluetooth によって市販の Android 端末にてリアルタイムに測定データを確認することもできます。
安全設計
安全規格 IEC 61010-1 CAT.Ⅳ 300V／CAT.Ⅲ 600V／CAT.Ⅱ 1000V に準拠した安全設計です。
電源品質測定電源品質測定国際規格 IEC61000-4-30 Class S に対応しています。高精度の周波数／電圧実効値測定／高調波解析に加え、電源異常の捕捉・監視に必要なスウェル／ディップ／瞬停／トランジェント／インラッシュカレント
／フリッカをギャップなしで全て同時に測定することができます。
電力測定
有効／無効／皮相電力及び電力量、力率、電流実効値、位相角、中性線の電流を全て同時に測定することがで
きます。
結線方式
単相 2 線(4 系統)、単相 3 線（2 系統）、三相 3 線（2 系統）、三相 4 線の各種測定ラインに対応できます。
デマンド測定設定した目標値(契約電力)を超えないように使用状況を簡易的に監視することができます。
波形／ベクトル表示
電圧と電流を波形／ベクトルで表示することができます。
測定データの保存
記録間隔が設定可能なロギング機能を搭載しています。測定データは手動又は日時指定で保存できます。また、プリントスクリーン機能でＳＤカードへ画面データの保存ができます。
２つの電源方式
AC 電源と電池のどちらでも駆動できる 2 電源方式です。電池は、乾電池(アルカリ)と市販の充電式電池(Ni-MH)の使用が可能です。充電式電池(Ni-MH)への充電は、ご使用になる電池メーカの充電器をご使用ください。本体での充電は行えません。ＡＣ電源で駆動中に停電が発生した場合に、電源の供給を自動的に電池へ切り換えます。
大画面表示
カラーTFT 液晶の採用により、見易い大画面表示です。
簡単結線で小型軽量設計
クランプ式で簡単に結線ができ小型軽量設計のため、設置や持ち運びに非常に便利です。
アプリケーション
SD カードや内部メモリに保存したファイルを USB 経由でパソコンへダウンロードできます。ダウンロードしたファイルは、付属のＰＣソフト（KEW Windows for KEW6315）で簡単に解析することが可能です。またパソコンから本製品の設定を簡単に変更することもできます。Bluetooth 通信により、Android 端末からリアルタイムに測定値の確認ができます。
外部信号入出力機能
2ｃｈのアナログ入力(DC 電圧)により、温度計や照度計などのアナログ信号を同時に測定することができます。
電源品質にイベントが発生した場合に 1ｃｈのデジタル出力から、接点信号を警報機等に送ることができます。

KEW6315
KEW6315-2-−2 −KEW6315

機能概略

機能概略

KEW6315

機能概略
記録の開始と終了
通常の記録開始と、記録に必要な設定をナビゲートしてくれる「かんたんスタートナビ」との２種類で記録を開始することがで
きます。

詳細は、「
「２．記録開始／終了」を参照してください。
瞬時値／積算／デマンドの表示
電流／電圧／有効電力／皮相電力／無効電力の瞬時値
から平均値／最大値／最小値を表示します。画面を切り替えれば積算値を表示することもできます。またデマンド
目標値を設定して、測定開始から終了までのデマンド値を表示します。

詳細は、「「５．瞬時値／積算／デマンド」を参照してください。

ベクトルの表示と結線確認
測定ＣＨの電圧と電流に対応したベクトル図の表示と、結線確認を行います。
詳細は、「「６．ベクトル」を参照してください。

-3-

−3 −

KEW6315

KEW6315

KEW6315

機能概要

KEW6315

機能概要

波形の表示
測定ＣＨの電圧と電流に対応した波形を表示します。

詳細は、「「７．波形」を参照してください。

高調波解析
測定ＣＨの電圧と電流に重畳した高調波成分を表示します。

詳細は、「「８．高調波解析」を参照してください。

電源品質(QUALITY)イベントの表示
電圧のスウェル／ディップ／瞬停／トランジェント、インラッ
シュカレント、フリッカを表示します。

設定(SET UP)
機器の設定や、測定の設定をします。

詳細は、「「１０．設定」を参照してください。

KEW6315

KEW6315

詳細は、「「９．電源品質」を参照してください。

-4-

−4 −

KEW6315

記録開始／終了
記録開始／終了

KEW6315

２
２．
．記
記録
録開
開始
始／
終了
了
／終
測定までの流れかんたんスタートナビ にしたがって操作いただくと簡単に記録を開始できます。
測定前には必ず『安全の確認』、『測定準備』を行ってください。

記録項目の設定

結線の設定

結線接続確認

測定環境テスト①記録したい項目を選択してください。
※項目が多いほどファイルサイズが大きくなるため、記録できる時間が短くなります。

４０ページ参照②測定対象の結線を選択してください。
※設定を誤りますと正しい測定ができませんのでご注意ください。

７ページ参照③測定対象の回路に接続してください。
※付属取扱説明書に記載されております注意
事項を確認いただき、安全に作業してください。

１７ページ参照④⑤測定環境のテストを実施してください。
※本器の自己診断，結線状態の確認，接続しているセンサの識別を行います。
※正しい状態で記録するためにテストの実施をお勧めいたします。テスト時間は約 10 秒です。

８ページ参照-5−5−KEW6315
KEW6315

KEW6315

記録開始／終了

KEW6315

記録開始／終了

記録インターバル

記録開始方法

記録開始の確認

記録開始⑥記録間隔を選択してください。
※間隔が短いとファイルサイズが大きくなるため長期の記録ができません。

３８ページ参照⑦⑧⑨記録方法を選択してください。
１１ページ参照⑩準備完了。記録を開始します。
記録を開始すると画面上に REC を表示し、Logging
LED が緑
緑色に点灯します。
強制的に記録を止めたいときにはを押して、LCD 画面の案内にしたがって操作してください。

KEW6315

KEW6315-6-−6 −KEW6315

結線設定※測定に使用するクランプセンサは全て同じ種類を使用してください。

−7 −KEW6315

KEW6315

測定環境テスト

KEW6315

測定環境テスト④／⑤測定環境テスト
画面の切り替え
測定環境テスト
テストを開始する を選択して決定した場合、結線確認

測定環境をテストして、その判定した結果を表示します。

確認項目に対して判定した結果を表示します。
※

力率が著しく悪い測定現場では、正しい結線を行っていても、NG と判定することがあります。

自己診断
OK ／ NG の判定結果を選択し決定する

本体システムの動作状態を確認し判定した結果をと、詳細な情報を表示することができます。

表示します。

センサ識別
接続された電流センサを自動的に識別し最大レンジで設定します。

KEW6315
KEW6315-8-−8 −KEW6315

結線確認

結線確認

KEW6315

NG 判定
結線確認
判定結果を閉じると、NG の値とベクトル線が点滅します。全て OK ならば参考として結線設定に準じた理想的なベクトル図のみを画面左下へ表示します。

結線確認の合格判定基準と原因確認事項

合格判定基準周波数・V1 の周波数が 40～70Hz であること。

交流電圧入力

電圧バランス・交流電圧入力が(公称電圧・高調波の成分が大きくないですか？
・電圧クリップが被測定物に確実に接続されていますか？

×VT)の 10％以上であるこ・電圧用測定コードが本製品の交流電圧入力端子に正常にと。

挿入されていますか？

・交流電圧入力が基準電圧・測定ラインの結線方式と設定が合っていますか？

(V1) の ± 20% 以 内 で あ る こ・電圧クリップが被測定物に確実に接続されていますか？

と。

・電圧用測定コードが交流電圧入力端子に正常に挿入されて単相結線では判定しない。

いますか？

・交流電圧入力の位相が基準

・電圧用測定コードの接続先が間違っていませんか？

※

電圧位相

原因
・電圧クリップが被測定物に確実に接続されていますか？

値(正しいベクトル)の±10°(接続するチャンネルを間違っていませんか？)以内であること。
電流入力

・電流入力が(電流レンジ×・クランプセンサが本製品の電力入力端子に確実に挿入されCT)の 5％以上、110%以下でていますか？

あること。

・電流レンジの設定が入力レベルに対して大きすぎたり、小さすぎたりしていませんか？

電流位相・各 CH の力率(PF､絶対値)が0.5 以上あること。
・各 CH の有効電力（P）が正の・クランプセンサの電流方向マークは『電源→負荷』の方向を向いていますか？
・クランプセンサの接続先は間違っていませんか？

数であること。

-9-−9 −KEW6315

KEW6315

KEW6315

自己診断

KEW6315

自己診断

自己診断
頻繁に NG が表示される場合には、本体が故障している可能性があります。直ちに使用を中止し取取扱説明書「故障かなと思ったら」を参照してください。

センサ識別
NG と判断された場合には、電流センサの種別を赤字で表示します。

識別が NG となる原因
確認事項

原因

電流センサの種類

・異なる種類の電流センサを各ｃｈに接続していませんか？測定に使用する電流センサ
は、同じ種類を使用してください。

？？？（識別不能）・電流センサが本体に確実に接続されていますか？
・故障かなと思ったら？
NG と識別された電流センサの接続ｃｈを正しく識別されているｃｈと変更して再テストを行ってみてください。この時、前回と同じｃｈが NG と識別された場合には、本体が故障している可能性があります。前回 NG と識別された電流センサを接続しているｃｈが、NG と識別された場合には、電流センサが故障している可能性があります。故障が疑われる場合は、直ちに使用を中止し取取扱説明書「故障かなと思っ たら」を参照してください。

KEW6315

KEW6315- 10 -− 10 −

KEW6315

開始方法ごとの設定

開始方法ごとの設定

KEW6315⑧／⑨ 開始方法ごとの設定
日付と日時を指定して、記録を開始することができます。

⑧ 日時を指定して予約する

設定した開始日時から終了日時までの間、インターバルごとに記録を行います。

『例』 表示のように設定した場合には、次の期間記録を行います。
２０１３年８月２日の８時～２０１３年８月７日の１８時⑨ 繰り返し記録を予約する

設定した時間帯の間のみインターバルごとに記録し、これを設定した期間繰り返します。
『例』 表示のように設定した場合には、次の（ⅰ）～（ⅷ）の時間帯に記録を行います。１８時から翌日の８時までの間は記録しません。
（ⅰ）２０１３年８月１日の８時～１８時（ⅱ）２０１３年８月２日の８時～１８時（ⅲ）２０１３年８月３日の８時～１８時（ⅳ）２０１３年８月４日の８時～１８時（ⅴ）２０１３年８月５日の８時～１８時（ⅵ）２０１３年８月６日の８時～１８時（ⅶ）２０１３年８月７日の８時～１８時（ⅷ）２０１３年８月８日の８時～１８時- 11 -− 11 −

KEW6315

KEW6315

KEW6315

操作手順

KEW6315

操作手順

表示項目の切り替え
本製品は、カーソルキーで選択し、ENTER キーで決定、
ESC キーで決定せずに元の設定に戻る操作を基本としています。スタートナビの入力操作を例に、詳細を説明します。他の表示画面での入力操作も、ほぼ同様の操作方法です。

青い字で表示している項目(未選択)、または青青い 背景に 白抜き 文 字 の項目(選択中)がカーソルキーで移動可能な項目になります。記録スター
トの左の画面では上下のカーソルキーで記録開始方法を選択し、ENTER キーで決定します。選択に関係なくスタートナビを終了する場合には ESC キーを押してください。

選択項目が縦横に表示してある画面では上下左右のカーソルキーで項目の移動が可能です。結線を選択する左の画面では、上下左右のカー
ソルキーで測定対象の結線を選択し、ENTER キーで決定します。選択に関係なく前画面に戻るには ESC キーを押してください。

日付／時刻のように数値を入力するには左右のカーソルキーで変更したい桁を移動し、上下のカーソルキーで数値のカウントアップ／ダウンを行います。記録日時を選択する左の画面では、左右のカーソルキー
で日付の十の桁を選択しています。この状態で上下のカーソルキーを操作すると、十の桁を１ずつカウントアップ、またはカウントダウンできます。変更を決定するには ENTER キーを押してください。数値に関係なく前画面に戻るには ESC キーを押してください。

KEW6315

KEW6315- 12 -− 12 −

KEW6315

製品概要
製品概要

KEW6315

１３
．．
製
品
の
概
要
３
．各
製部
品の
概称
要
の名
正面図の名称PRINT SCREEN キー

ファンクションキー

LCD に表示中の画面を、BMP(ビットマップ)ファイルと画面ごとの機能を実行します。

して保存します。
DATA HOLD キー／KEY LOCK キー
表示値をホールドします。
※
ホールド時も測定は継続しています。
KEY
LOCK

表示部
(LCD)

キーの誤操作を防止したい場合には 2
秒以上の長押しで、全てのキー操作を無効にできます。再度 2 秒以上長押しすると解除します。
ＬＣＤキー
バックライトの ON/OFF します。
2 秒以上の長押しで、明るさ／コントラス
トを変更できます。

キー操作

カーソルキー
選択項目の移動、表示の切り換えに使用します。
ENTER キー
選択を決定します。

START／STOP キー

電源キー

測定を開始／

電源を ON／

終了します。

OFF します。

ESC キー／RESET キー
カーソルキーで設定選択したものを決定せずに前回の設定に戻します。

ステータス LED
緑
赤

設定キー

点灯：記録測定中
点滅：スタンバイ中

基本設定／測定設定／記録設定／保存データ編

点滅：バックライト OFF

集／その他の設定を変更します。
表示切替キー

W/Wh
ベクトル

コ

波形

瞬時値／積算値／デマン

高調波

高調波電圧／電流／電力を表示しドを表示します。

解析ます。

位相を表示します。
電圧／電流波形を表示します。

QUALITY(電源品質)- 13 −
13 −スウェル／ディップ／瞬停／トランジ
ェント／インラッシュカレント／フリッ
カの発生情報を表示します。
KEW6315
KEW6315

KEW6315

コネクタ部の名称

KEW6315コネクタ部の名称

コネクタ部の各名称
交流電圧入力端子（VN、V1、V2、V3）

電流入力端子（A1、A2、A3、A4）
電流入力端子カバー

電源コネクタ

側面部の各名称

SD カードコネクタ

電池ケース部の名称

USB コネクタ

アナログ入力／デジタル出力端子

電池蓋

KEW6315
KEW6315- 14 −
14 −KEW6315

表示マーク

表示マーク

KEW6315

LCD の上部に表示されるマーク
マーク

表示時の状態
電池で駆動しています。残量によって 4 種類に変化します。
AC 電源で駆動しています。
画面の表示更新をホールドしています。
キーがロックされています。

ブザーをオフしています。

SD カードが使用可能です。
SD カードに記録中です。

SD カードに記録できるだけの容量がありません。

SD カードへのアクセスに失敗しています。
内部メモリへ記録可能です。SD カードを挿入していない状態で記録を開始した場合に表示します。
内部メモリへ記録中です。

内部メモリに記録できるだけの容量がありません。
記録待機状態です。
測定値を記録中です。
記録対象の媒体が、いっぱいになっています。
USB が使用可能です。

Bluetooth が使用可能です。

- 15 -− 15 −

KEW6315

KEW6315

KEW6315

表示記号

KEW6315

表示記号

画面の表示記号
画面表示記号
V※１

VL※１

相電圧

P

有効電力

PF

力率

＋

消費

－

回生

＋

遅れ

－

進み

アナログ入力DC1

1ch の電圧

Q

線間電圧
無効電力

f
DC2

＋

遅れ

－

進み

A

電流

S

皮相電力

C※３

進相コンデンサ容量

周波数
アナログ入力2ch の電圧An※２

中性線の電流PA※３

WP+

有効電力量(消費)WS+

皮相電力量(消費)WQi+

無効電力量(遅れ)WP-

有効電力量(回生)WS-

皮相電力量(回生)WQc+

無効電力量(進み)THD

電圧／電流歪み率
Pst

短期電圧フリッカ

Plt

長期電圧フリッカ

Pst

1 分電圧フリッカ(1min)
※１
※２
※３

位相角

＋

遅れ

－

進み

Ｗ画面：結線３Ｐ４Ｗを選択した場合に、V と VL 表示を[カスタマイズ]できます。
Ｗ画面：An は結線３Ｐ４Ｗを選択した場合のみ表示します。
Ｗ画面：PA と C は[カスタマイズ]で表示できます。

バックライトとコントラストの調整
バックライトが点灯している状態で、LCD キーを 2 秒以上長押しするとバックライトの輝度と、表示のコントラストを調整する、スライドバーを画面上に表示します。調整するにはカーソルキーを操作し、スライドバーを移動して調整してください。調整後に ENTER キーを押すと決定します。スライドバーに関係な
く調整を終了する場合には ESC キーか LCD キーを再度押して終了してください。
輝度調整
バックライトの明るさを 11 段階に調整できます。

コントラスト調整
表示のコントラストを 11 段階に調整できます。

KEW6315

KEW6315- 16 -− 16 −

KEW6315

電源について電源についてKEW6315

測定前の確認４．測定前の確認

４．測定前の確認

電源について本製品は、AC 電源／電池駆動の 2 電源方式です。
停電などが原因で AC 電源の供給が止まった場合でも、電源の供給を電池に切り換えて測定を行います。
電池駆動では、単３形アルカリ乾電池（LR6）と単３形ニッケル水素電池(Ni-MH)の使用が可能です。
充電式電池への充電は、ご使用になる電池メーカの充電器をご使用ください。本体での充電は行えません。
本体に電池が内蔵されていない状態で AC 電源の供給が止まった場合、本体の電源が切れ、記録中のデータが失われる可能性がありますので充分注意してください。

画面の表示／電池の残量
画面右上に表示した電源アイコンが、電源の状態によって下記のように変化します。
ＡＣ電源駆動

4 分割

電池駆動

電池の残量

画面の表示

単３形アルカリ乾電池の場合は約３時間測定可能です。
単３形ニッケル水素電池(1900ｍA/h)の場合は約４．５時間測定可能です。 ※LCD を OFF にした状態での参考値です。

通常測定 ※ニッケル水素電池は満充電時の電圧が、アルカリ乾電池に比べて低いため、左の表示以上にならない場合があります。
測定は続行しますが、保存は終了します。
(終了までの測定データは保存されます。)

電池のセット方法

電池の極性を間違えないよう、ケース内の彫刻の向きに合わせて入れてください。
電源 OFF の状態でも、電池を消費しますので、長い間使用されない場合は電池を抜き取って保管してください。

- 17 −
17 −

KEW6315
KEW6315

KEW6315

コード類の接続

KEW6315

コード類の接続

コード類の接続
電圧用測定コードの接続

矢印の向き
に合わせる

電源コードの接続

定格電源電圧： 100～240VAC(±10%)

クランプセンサの接続保護用フィンガガード／バリア
定格電源周波数 ： 45～65Hz
操作中の感電事故を防ぐため、最低限必要な沿面及び空間距離を確保するための目印です。

最大消費電力 ： 20VAmax※測定コードと本体の測定カテゴリが違っている場合は低い方の測定カテゴリが優先されます。
初期表示画面
本体の電源を入れると、モデル名／バージョン画面を表示します。正しく起動しない場合には、直ちに使用を中止し取扱説明書「故障かなと思ったら」を参照してください。

KEW6315
KEW6315- 18 −
18 −KEW6315

瞬時値「W」
瞬時値「W」

KEW6315

瞬
時
値
／
積
算
値
／
デ
マ
ン
ド
５
．瞬
瞬時
時値
値／
積算
算値
値／
デマ
／積
／デ
マン
ンド
ド
２５
．．
画面の切り替えを押すごとに表示画面が切り替わります。

W（瞬時値）

Wh（積算値）

デマンド

瞬
時
値
Ｗ
瞬時
時値
値「「「W
Ｗ」」」
瞬
表示項目の切り替え
系統は左右のカーソルキー、瞬時値／平均値／最大値／最小値は上下のカーソルキーで切り替えます。

各 CH の測定値

全 CH の測定値合計- 19 -− 19 −

KEW6315
KEW6315

KEW6315

瞬時値「W」

KEW6315

瞬時値「W」

カスタマイズ
表示している測定項目を変更します。

トレンド
測定値の変動をトレンドグラフに表示します。

拡大表示
拡大したい測定項目を選択して表示します。
4 分割

KEW6315
KEW6315- 20 -− 20 −

8 分割

KEW6315

積算値「Wh」
積算値「Wh」

KEW6315

積
算
値
Ｗ
積算
算値
値「「「W
Ｗｈｈｈ」」」
積
測定項目の切り替え
系統は左右のカーソルキー、CH は上下のカーソルキーで切り替えます。

Σは全ての測定値の合計です。

Σは系統ごとの測定値の合計です。

デ
デマ
マン
ンド
ド
測定項目の切り替え
上下のカーソルキーで切り替えます。

- 21 -− 21 −

KEW6315
KEW6315

KEW6315

デマンド

KEW6315

デマンド

測定値 の表示項目
残り時間[SETUP]→[測定設定]→[デマンド]→【測定周期】で設定した時間をカウントダウンします。
目標値[SETUP]→[測定設定]→[デマンド]→【目標値】
から設定します。
予測値
現負荷の測定周期後のデマンド値を予測します。
現在値×測定周期
測定開始からの経過時間
を時間の経過と共に算出して表示します。
現在値
測定周期時間内のデマンド値(平均電力)です。
(測定開始からの WP＋の積算値)×1 時間
測定周期
を時間の経過と共に算出して表示します。
最大デマンド／記
記録年月日
測定開始から終了までの最大デマンドを表示します。測定値
が最大デマンドを超える度に表示を更新します。

KEW6315
KEW6315- 22 -− 22 −

KEW6315

デマンド
デマンド

KEW6315

時間内推移図 の表示項目
残り時間[SETUP]→[測定設定]→[デマンド]→【測定周期】で設定した時間をカウントダウンします。
負荷率
目標値と現在値の割合です。
現在値
目標値を表示します。

予測
目標値に対する予測値の割合です。
予測値
目標値を表示します。

目標値

予測値
予測値が目標値を上回るとブザーにてお知らせします。

(経過時間)

判定周期

判定周期

デマンド値（現在値）

判定周期

測定周期

保存ポイント- 23 −
23 −

KEW6315
KEW6315

KEW6315

デマンド

KEW6315

デマンド

デマンド推移図 の表示項目
デマンド測定値／記録年月日
カーソル位置のデマンド測定値と記録年月日が表示されます。
バーグラフ
白色： 測定した全体のデータ量を示しています。
オレンジ色：現在の表示範囲を示しています。

カーソル
左右のカーソルキーで移動します。
目標値

最大デマンド測定値(測定画面に表示)

デマンド値(経過時間)

KEW6315
KEW6315

デマンド開始

デマンド終了

記録開始時間

最新の記録時間- 24 −
24 −KEW6315

ベクトル
ベクトル

KEW6315

ベ
ク
ル
６
．ベ
ベク
クトトトル
ル
３６
．．
画面の切り替え

結線確認
確認項目に対して判定した結果を表示します。

結線図
設定している結線図を表示します。

電圧ベクトル図の線長を順番に切り替えます。
1 倍 2 倍 5 倍 10 倍
電流ベクトル図の線長を順番に切り替えます。
1 倍 2 倍 5 倍 10 倍

- 25 -− 25 −

KEW6315
KEW6315

KEW6315

波

KEW6315

形
波形

波
形
７
．波
波形
形
４７
．．
表示項目の切り替え
表示する波形を上下のカーソルキーで切り替えます。

各 CH の測定値

電圧波形（縦方向）の倍率を下記の順番で切り替えます。
0.1 倍 0.5 倍 1 倍 2 倍 5 倍 10 倍
電流波形（縦方向）の倍率を下記の順番で切り替えます。
0.1 倍 0.5 倍 1 倍 2 倍 5 倍 10 倍
時間軸（横方向）の倍率を下記の順番で切り替えます。
1 倍 2 倍 5 倍 10 倍変更した全ての倍率設定を元に戻し、最適な倍率にて表示します。

KEW6315
KEW6315- 26 -− 26 −

KEW6315

高調波解析
高調波解析

KEW6315

高
調
波
解
析
８
．高
高調
調波
波解
解析
析
５８
．．
表示項目の切り替えグラフ
高調波の表示 CH を上下のカーソルキーで切り替えます。
各 CH の測定値

リスト
高調波の表示次数を上下のカーソルキーでスクロールします。
各 CH の測定値- 27 −
27 −KEW6315
KEW6315

KEW6315

高調波解析

KEW6315

高調波解析
電 圧・リニア・全体表示
電 流

リスト・含有率

KEW6315
KEW6315

電 力

対 数

拡大表示

位相角

実効値

電 流

電 力

- 28 −
28 −KEW6315

高調波解析
高調波解析

KEW6315グラフの表示項目
全体表示
含有率
1 次の基本波に対する各高調波の含有率です。
対数を選択している場合には 10%が縦軸の最大になり、表示上 10%以上を省略します。

高調波解析次数 最大 50 次

拡大表示

グラフ色
測定 CH 数が多い場合には各 CH に対応した色でグラフを分割します。
最大値
各次数ごとに最大値をマークします。
表示しない場合には[SETUP]→[測定設定]→[高調波]→【MAX ホールド】を OFF にしてください。
高調波解析次数 15／50 次
スクロールバー
白色：50 次までの全体範囲を示しています。
濃いオレンジ：現在の表示範囲を示しています。
拡大表示する範囲を左右のカーソルキーでスクロールします。

対数
軸値超過

しきい値超過許容範囲
IEC61000-2-4 Class3 に準じて設定してあります。変
更したい場合は[SETUP]→[測定設定]→[高調波]→【許容値範囲】から行えます。

- 29 −
29 −

KEW6315
KEW6315

KEW6315

電源品質

KEW6315

電源品質

電
源
品
質
９
．電
電源
源品
品質
質
６９
．．
表示項目の切り替え
フリッカ

イベント

イ
イベ
ベン
ントト
測定項目の切り替え
発生したイベントを上下のカーソルキーでスクロールします。

抽出するイベントを下記の順番で切り替えます。
全イベント

KEW6315
KEW6315

スウェル

ディップ

瞬停

- 30 −
30 −トランジェント

インラッシュカレント

KEW6315

スウェル／ディップ／瞬停／インラッシュカレント

スウェル／ディップ／瞬停／インラッシュカレント

KEW6315

測定方法
スウェル／ディップ／瞬停／インラッシュカレント
ギャップなしで半周期毎にオーバーラップさせた１波形の実効値から各イベントを検出します。１波形の実効値で初めてイベントを検出した場合、その 1 波形の先頭をイベント開始時刻とし、その後の１波形の実効値でイベントが検出されなかった場合に、その 1 波形の先頭をイベント終了時刻とします。なお、開始から終了までの間はイベン
トが継続していると見なします。

ディップ検出例※

瞬停も同じ方法で検出します。
実効値②

実効値④

実効値⑥

実効値⑧

測定波形

実効値波形

実効値①

実効値③

①

③

②

実効値⑤

④

しきい値

実効値⑦

実効値⑨

⑦

⑨

⑧

⑥

ヒステリシス⑤

ディップ開始ディップ終了発生期間

スウェル検出例※

インラッシュカレントも同じ方法で検出します。
実効値②

実効値④

実効値⑥

実効値⑧

測定波形

実効値①

実効値③

実効値⑤

実効値⑦

実効値⑨

⑤

しきい値
実効値波形

①

②

④

⑥

③

ヒステリシス⑦

スウェル開始⑧⑨スウェル終了発生期間- 31 -− 31 −

KEW6315

KEW6315

KEW6315

トランジェント

フリッカ

KEW6315

トランジェント
電圧波形をギャップなしで約４０ｋｓｐｓでモニタし、約２００ｍｓ区間ごとにトランジェントを集計しながら判定します。
そのため、初めてトランジェントを検出した約２００ｍｓ区間の最初がイベント開始時刻となり、その後の２００ｍｓ区間で、トランジェントが検出されなかった場合に、その区間の最初をイベント終了時刻とします。なお、開始から終了までの間はイベントが継続していると見なします。
しきい値

トランジェント検出例
測定波形

トランジェント開始

約 200ms 間

トランジェント終了

発生期間

保存データ
イベントが発生した場合には、そのイベントの種別、開始時間、終了時間、測定値を記録しながら、イベント波形と実効値変動を同時に記録します。ただしイベント波形はデータ更新タイミング１秒間の内、約２００ｍｓ区間のみ
記録します。
イベント波形
イベントデータを含んだ約２００ｍｓ（５０Ｈｚ：１０周期／６０Ｈｚ：１２周期）区間の全ｃｈ電圧／電流波形データを８１
９２ポイントで記録します。データ更新タイミング１秒以内に複数の異なるイベントが同時に発生した場合には、最も優先順位の高いイベントを含んでいる、約２００ｍｓ区間の波形データのみを記録します。ただし同じ項目のイベントが同時に発生した場合には、より最高値（最深値）を示すイベントを選択します。これも同じ場合には、発生期間の長いイベントを選択して記録します。なお接続チャンネル間に優先順位はありません。
【最優先】→電圧トランジェント→瞬停→ディップ→スウェル→インラッシュカレント
実効値変動
イベントデータを含んだデータ更新タイミング約１秒間の全ｃｈの電圧／電流実効値（分解能：半周期）変動データを記録します。
約８００ｍｓ間のディップ検出例（保存データ）
測定波形

イベント開始波形（約２００ｍｓ）

イベント終了波形（約２００ｍｓ）

実効値波形

イベント開始実効値変動（約１秒）

KEW6315- 32 -− 32 −

イベント終了実効値変動（約 1 秒）
KEW6315

KEW6315

フリッカ
フリッカ

KEW6315

フ
フ
カ
フリリ
リッッ
ッカ
カ
表示の切り替え
上下のカーソルキーで切り替えます。

Ｖ の表示項目
残り時間
Pst 算出までの残り時間をカウントダウンします。
電圧
平均電圧を表示します。
Pst（1min）
参考値として 1 分ごとの Pst を表示します。
Pst
短期間フリッカ値（Pst）を 10 分ごとに表示します。
ＭＡＸ：測定開始から終了までの最大値を表示します。
測定値が現最大値を超えるごとに表示を更新します。
Plt
長期間フリッカ値（Plt）を 2 時間ごとに表示します。
ＭＡＸ：測定開始から終了までの最大値を表示します。
測定値が現最大値を超えるごとに表示を更新します。
周波数
1 秒ごとに更新します。

- 33 −
33 −KEW6315
KEW6315

KEW6315

フリッカ

KEW6315

フリッカ

Pst（1min） の表示項目
残り時間
Pst 算出までの残り時間をカウントダウンします。
Pst（1min）
最新の測定値を表示します。
Max.
測定開始から終了までの最大値を表示します。
測定値が現最大値を超えるごとに表示を更新します。
トレンドグラフ最新 120 分間の Pst（1min）推移を表示します。

Ｐｌｔ の表示項目
Plt
カーソル位置の Plt と記録年月日が表示されます。
Max.
測定開始から終了までの最大値を表示します。
測定値が現最大値を超えるごとに表示を更新します。

バーグラフ
白色：測定した全体のデータ量を示しています。
オレンジ色：現在の表示範囲を示しています。

カーソル
左右のカーソルキーで移動します。

(経過時間)

記録開始時間KEW6315
KEW6315

最新の記録時間- 34 −
34 −KEW6315

設定（SETUP）
設定（SETUP）

KEW6315

定
１
０．
．設
設
定
７１
．０
設
定
は、下記の５つの項目に分かれています。
それぞれの項目へは上下左右のカーソルキーで移動します。
基本設定

各測定の共通項目を設定します。

測定設定

各測定独自の項目を設定します。

記録設定

保存方法の項目を設定します。

保存データ

記録済みのデータや本体設定データを編集します。

その他

環境設定をします。
各

設

定

基本設定

測定設定

記録設定

保存データ

その他

（結線）

（デマンド）（記録項目）（記録データ）（環境設定）

（電圧値）

（高調波）

（記録方法）（本体設定）（本体設定）（電流値）（電源品質）（手動／連続記録（外部入力ＤＣ）（フリッカ）（周波数）（進相コンデンサ）／時間帯指定）- 35 -− 35 −

KEW6315
KEW6315

KEW6315

設定（SETUP）

8128／8135：5／50A／AUTO

8124／8130：100／1000A／AUTO

リーク電流用クランプセンサ

電力測定用クランプセンサ 8129 とリーク電流測定用クランプセンサ 8141/8142/8143 は販売終了品です。

KEW6315− 36 −

KEW6315

設定（SETUP）
設定（SETUP）

KEW6315測 定 設 定
設

定

項

目

設

測定周期
デマンド

電源品質

内

容

測定なし／10 分／15 分／30 分

判定周期

高調波

定

測定周期 10 分／15 分

1 分／2 分／5 分

測定周期 30 分

1 分／2 分／5 分／10 分／15 分

目標値0.001mW～999.9TW(100.0kW)

THD(総合高調波歪曲)算出方法

THD-F(基本波を基準)／THD-R(全実効値を基準)

許容値範囲の設定

規定値／カスタマイズ（電圧／電流）

MAX ホールド

ON／OFF

ヒステリシス

公称電圧に対して 1～10%（5%）

トランジェント

公称電圧に対して ±50～±2200Vpeak（300%）

スウェル

公称電圧に対して 100～200%（110%）ディップ

公称電圧に対して 0～100%（90%）

瞬停

公称電圧に対して 0～100%（10%）

インラッシュカレント

電流レンジに対して 0～110%（100%）フリッカ

フィルタ係数（ランプ）

進相コンデンサ

目標力率値

230V／220V／120V／100V
0.5～1（1.000）

記 録 設 定
設
記録項目

定

項

目

設

高調波

定

内

容

記録する／記録しない

電源品質（発生イベント）

記録する／記録しない
1 秒／2 秒／5 秒／10 秒／15 秒／20 秒／30 秒／

記録方法

インターバル

1 分／2 分／5 分／10 分／15 分／20 分／30 分／
1 時間／2 時間／150,180 周期（約 3 秒）

開始方法
連続記録
時間帯指定

手動／連続記録／時間帯指定
開始日時

年／月／日

時：分 （0000／00／00

00：00）

終了日時

年／月／日

時：分 （0000／00／00

00：00）

記録期間

開始－終了

記録時間帯

開始－終了

年／月／日（YYYY／MM／DD）－年／月／日（YYYY／MM／DD）※

時：分（hh：mm）－時：分（hh：mm）
は初期値です。

保 存 デ ー タ
設

定

項

目

設

定

内

容

データを削除する
記録データ

データを転送する
フォーマットする

本体設定

設定を保存する
設定を読み込む- 37 −
37 −

KEW6315
KEW6315

KEW6315

保存データ

KEW6315

保存データ

そ の 他 設 定
設

定

項

目

設

定

内

容

言語※

日本語／英語

日付形式※

YYYY/MM/DD ／ MM/DD/YYYY ／ DD/MM/YYYY

環境設定

白色／黄色／ｵﾚﾝｼﾞ／赤色／灰色／青色／緑色
CH 配色※VN は結線図にのみ対応しています。
現在日時※

yyyy/mm/dd

ID 番号00-001～99-999(00-001)

ブザー音

あり／なし

Bluetooth
本体設定

電源

バックライト

hh：mm：ss

有効／無効
AC 電源

5 分後に OFF ／自動で OFF しない

乾電池

5 分後に OFFAC 電源

5 分後に OFF ／自動で OFF しない

乾電池

2 分後に OFF

システムリセット

確認画面表示後にシステムをリセットします。

※

印のついている項目はシステムリセットを行っても、初期化されません。

※

は初期値です。

Ｄ
１
１．
．Ｓ
ＳD
Ｄカ
８１
．１
S
カー
ード
ド／
／保
保存
存デ
デー
ータ
タに
につ
つい
いて
て
保存可能な時間
2GB の SD カードを使用した場合に記録可能な目安時間
インターバル
１秒
２秒
５秒
１０秒
１５秒
２０秒
３０秒

記録項目
電力関連
＋高調波
１３日
1５日
３８日
２．５ヶ月
３．５ヶ月
５ヶ月
７．５ヶ月

インターバル

３日
３日
７日
１５日
２３日
１ヶ月
１．５ヶ月

１分
２分
５分
１０分
１５分
２０分
３０分
１時間
２時間
150／180 周期※

記録項目
電力関連 ＋高調波
１年以上
２年以上
６年以上

１０年以上

３ヶ月
６ヶ月
１年以上
２年以上
３年以上
５年以上
７年以上
１０年以上

２３日

４日

上記には電源品質のイベントデータを含んでおりません。イベントの記録を設定していた場合には、その発生量によって記録可能な残り時間が減少します。

※

本製品に使用可能な SD カードは、弊社が提供する付属およびオプションの SD カードに限ります。

KEW6315

KEW631538− 38 −

KEW6315

保存データ

保存データ

KEW6315

保存データ
ファイル名は自動的にファイル№をカウントアップしてつけられます。カウントアップしたファイル№は電源をオフしても本体で記憶しています。そのため記録先を変更してもシステムリセットを行うか、最大のカウント数を越えるまで
カウントアップし続けます。

プリントスクリーン： ＳＤカードのルートフォルダに
ファイル名：ＰＳ－

本体設定：のＢＭＰデータを記録します。

ＳＤ｜
保存先ｺｰﾄﾞ
SD：SD ｶｰﾄﾞ
ME：内部ﾒﾓﾘ

０００
｜

．ＢＭＰ
｜

ファイル№
（000～999）

拡張子（ＢＭＰファイル）の「保存データ」-本体設定から本体設定データを記録します。
ファイル名： SUP

Ｓ｜
保存先コード
S：SD ｶｰﾄﾞ
M：内部ﾒﾓﾘ

００００
｜

.ＰＲＥ

ファイル№
（0000～9999）

データフォルダ： １回の測定ごとにインターバルデータ・電源品質データを記録するためのフォルダを、順次作成します。
フォルダ名： ／ＫＥＷ／

Ｓ｜
保存先ｺｰﾄﾞ
S：SD ｶｰﾄﾞ
M：内部ﾒﾓﾘ

００００
｜
データ№
（0000～9999）

インターバルデータ
本体設定データ ファイル名： SUP
測定設定データ
ＩＮＩ
電力測定データ
ＩＮＰ
高調波測定データ
ＩＮＨ

Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
｜
保存先コード
S：SD ｶｰﾄﾞ
M：内部ﾒﾓﾘ

００００
００００
００００
００００
｜

.ＫＥＷ
.ＫＥＷ
.ＫＥＷ
.ＫＥＷ

データ№
（0000～9999）

電源品質データ
イベント種別データ ファイル名： ＥＶＴ
波形データ
ＷＡＶ
電圧／電流変動データ
ＶＡＬ

Ｓ
Ｓ
Ｓ
｜

００００
００００
００００
｜

保存先コード
S：SD ｶｰﾄﾞ
M：内部ﾒﾓﾘ

データ№（0000～9999）

39− 39 −

.ＫＥＷ
.ＫＥＷ
.ＫＥＷ

KEW6315

KEW6315

KEW6315

保存項目

KEW6315

保存項目

保存項目
記録方法に応じて全測定 CH の以下のデータが保存されます。
保存項目は記録方法、結線方式によって異なります。

記録ファイル

測定／記録設定

記録項目

電力

＋高調波

＋イベント

●

●

●

電圧実効値（線間／相）
電流実効値
有効電力
無効電力
皮相電力
力率
周波数
中性線電流（３P４W）
電圧／電流位相角（１次）
アナログ入力電圧１、２CH
電圧／電流不平衡率
電力測定データ

１分電圧フリッカ
短期電圧フリッカ（Pst）
長期電圧フリッカ(Plt)
進相コンデンサ容量
有効電力量(消費／回生)
無効電力(消費)遅れ／進み
皮相電力量(消費／回生)
無効電力(回生)遅れ／進み
デマンド値（W／VA）
デマンド目標値（W／VA）
総合高調波電圧歪み率(F/R)
総合高調波電流歪み率(F/R)
高調波電圧／電流（1～50 次）

高調波測定

電圧／電流位相角（1～50 次）

データ

電圧電流位相差（1～50 次）

電圧／電流変動

半周期ごとの電圧実効値

データ

半周期ごとの電流実効値●

高調波電力（1～50 次）

イベント種別データ
波形データ
KEW6315

KEW6315●

イベント検出日時
イベント種別●イベント検出時の測定値
電圧／電流波形40− 40 −●

KEW6315

データ転送
データ転送

KEW6315

データの転送について
1.SD カードと USB

SD カード及び内部メモリに保存したデータは、USB 接続又は SD カードリーダーを使用することにより PC に転送することが可能です。
PC 転送方法USB※1

SD カードデータ（ファイル）△※1

内部メモリデータ（ファイル）○カードリーダー○---------

ＰＣへのデータ移動にはＳＤカードリーダーの使用をおすすめいたします。（本製品の転送時間 約 320MB／時）

保存容量の大きいデータを直接 USB 接続で PC に転送すると、SD カードリーダーを使用た場合に比べて長い時間が必要になります。なお、使用する SD カードの取り扱いについては、カードに付属されている取扱説明書を確認してください。確実にデータを保存するために、本製品のファイル以外は SD カードに記録しないでください。必要のないファイルは事前に全て削除してください。

USB 接続

内部メモリデータ／
SD カードデータ

SD カードSD カードスロットもしくはSD カードリーダー

2.Blueｔooth を用いたデータ転送
本体内蔵の Blueｔooth によって Android OS 対応の機器を用いたリアルタイムでのデータ確認が可能です。Blueｔooth を使用する際は、「設定 26：Blueｔooth の電源」を ON にする必要があります。
BluetoothAndroid 端末※

Android 端末と通信を行うには、専用のアプリケーションソフト「KEW Smart」が必要です。「KEW Smart」は Google
Play ストア(旧 Android マーケット)で無料配信しています。注意：インターネット接続にかかる費用はお客様のご負担になります。
41− 41 −

KEW6315

KEW6315

KEW6315

アフターサービス

ご使用に関するお問い合わせは共立電気計器
電話受付時間

修理・校正に関するお問い合わせは

お客様相談室

共立電気計器 サービスセンター

9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸４８０（土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く）

0120-62-1172※折り返しお電話させていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。
※フリーコールをご利用いただけない場合は、最寄りの弊社営業所へおかけください。

KEW63150894-62-1172
修理・校正を依頼される場合は事前に電池の消耗、ヒューズや測定コードの断線を確認してから輸送中に損傷しないように十分梱包した上で
弊社サービスセンターまでお送りください。

− 42 −保
保
ＫＥＷXXXX
KEW6315
保証期間 ご購入日（

証
証

書
書

年

月

製造番号
日）より１年間共立製品をお買い上げいただきありがとうございます。保証期間内に正常なご使用状
態で万一故障が生じた場合は、保証規定により無償修理をさせていただきます。本書を添付の上ご依頼ください。
お名前
ご住所

〒

ＴＥＬ
◎本保証書に製造番号、ご購入日、およびお名前、ご連絡先をご記入の上、大切に保管してください。
◎本保証書の再発行はいたしません。
◎本保証書は日本国内でのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
保証規定
保証期間内に生じました故障は無償で修理いたします。
但し、下記事項に該当する場合は対象から除外させていただきます。
1．取扱説明書と異なる不適切な取扱い、または使用方法が原因で発生した故障。
2．お買い上げ後の持ち運びや輸送の間に、落下させるなど異常な衝撃が加わって生じた故障。
3．弊社サービス担当者以外による改造、修理が原因で生じた故障。
4．火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因で生じた故障。
5．傷など外観上の変化。
6．その他弊社の責任と見なされない故障。
7．電池など消耗品の交換、補充。
8．保証書のご提出がない場合。

12-2292-2159C