MANUAL DE INSTRUCCIONESKYORITSU

KEW MATE
2000/2001MULTÍMETRO DIGITALCON SENSOR DE INTENSIDAD CA/CC

KEW MATE 2000 / 2001
1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
Este instrumento ha sido diseñado y comprobado de acuerdo a las Normas IEC 61010:
Requerimientos de Seguridad para Instrumentos Electrónicos de Medición. Este manual deinstrucciones contiene advertencias y normas de seguridad que deben ser observadas por elusuario para garantizar un funcionamiento seguro del instrumento y para mantenerlo en óptimascondiciones de seguridad. Por tanto, lea este manual antes de utilizar el instrumento.

••••

ADVERTENCIAS
Antes de utilizar el instrumento lea y asegúrese de haber comprendido las instrucciones defuncionamiento contenidas en este manual.
Guarde este manual de instrucciones a mano para utilizarlo como referencia cuando sea
necesario.
Asegúrese de utilizar el instrumento únicamente en las aplicaciones para las que ha sido
diseñado y de seguir los procedimientos de medición descritos en el manual.
Asegúrese de comprender y seguir todas las indicaciones de seguridad indicadas en este
manual de instrucciones.

No seguir las anteriores instrucciones puede causar lesiones, dañar el instrumento y/o el circuito
en comprobación.
El símbolo
marcado en el instrumento significa que el usuario debe leer la sección relevantede este manual de instrucciones para una utilización segura del instrumento. Asegúrese de leeratentamente las notas de este manual marcadas con el símbolo .
PELIGRO está reservado para las condiciones y acciones que probablemente pueden
causar daños serios o fatales.
ADVERTENCIA está reservado para las condiciones y acciones que pueden causar daños
serios o fatales.
PRECAUCIÓN está reservado para las condiciones y acciones que pueden causar daños alusuario o al instrumento.

••
•
•
•

PELIGRO
Nunca realice mediciones en circuitos con tensiones de más de 600V CA o CC (300 VCA/CC entre conductor y tierra).
No intente realizar mediciones con presencia de gases inflamables, humos, vapor o polvo.
El uso del instrumento puede provocar chispas que pueden llegar a producir explosiones.
No utilice nunca el instrumento si su superficie está húmeda o con las manos mojadas.
No exceda nunca el valor máximo de entrada permitido en cada margen de medición.
No abra nunca la tapa del compartimento de las pilas cuando realice mediciones.

1

KEW MATE 2000 / 2001•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ADVERTENCIAS
Nunca intente realizar mediciones si observa alguna anomalía, como la carcasa rota, cablesde prueba rotos o partes metálicas expuestas.
No gire nunca el selector de funciones con los cables de prueba conectados al circuito quese está comprobando.
No sustituya componentes ni realice ninguna modificación del instrumento. Devuelva elinstrumento a su distribuidor para repararlo o calibrarlo.
No intente reemplazar las pilas si la superficie del instrumento está húmeda.
Desconecte siempre el sensor de intensidad y los cables del circuito en pruebas y sitúe elselector de funciones en la posición OFF antes de abrir el compartimento de las pilas parasu sustitución.

PRECAUCIÓNAntes de realizar cualquier medición asegúrese de que el selector de funciones está
situado en la posición adecuada.
Asegúrese siempre de colocar las puntas de prueba en los soportes del protector antes derealizar mediciones de intensidad.
No exponga el instrumento directamente al sol, a temperaturas extremas ni al rocío.
Asegúrese de situar el selector de funciones en la posición “OFF” después de utilizar el
instrumento. Cuando no vaya a utilizar el instrumento durante un largo periodo de tiempo,
guárdelo después de retirar las pilas.
Utilice un paño humedo y detergente para limpiar el instrumento. No utilice ni abrasivos ni
disolventes.

2. CARACTERÍSTICAS•••••••••

Permite la medición de intensidades CA/CC hasta 60A (KM2000) / 100A (KM2001)
utilizando un sensor de intensidad que se incluye con el instrumento.
Sensor de intensidad que facilita su uso en mangueras de cables y otras zonas de difícilacceso.
Permite la medición de intensidad con un sensor abierto que no requiere al usuario tenerque desconectar y volver a conectar el circuito en prueba para realizar la medición.
Función de auto apagado.
Indicador acústico para facilitar la comprobación de continuidad.
Retención de lectura.
Visualizador LCD de 3400 cuentas y barra gráfica.
Protector contra golpes.
Diseñado de acuerdo a las Normas internacionales de seguridad IEC61010-1: categoríade sobre tensión CAT III, 300 V y grado de polución 2.

2

KEW MATE 2000 / 2001
3.

ESPECIFICACIONES

Márgenes de medición y Precisión (a 23±5 ºC, Humedad Relativa del 75% o inferior)
Intensidad A CA
ModeloMargenMargen de Medición
2000
60A
0 - 60.0 A
2001
100A
0 - 100.0 A
Intensidad A CC
ModeloMargenMargen de Medición
2000
60A
0 - ±60.0 A
2001
100A
0 - ±100.0 A
Tensión V CA
Impedancia de entrada: 10 MΩ
MargenMargen de Medición
3,4 V
34 V
0 – 600 V(margen automático)
340 V
600 V
Tensión V CC
Impedancia de entrada: 10 MΩ
MargenMargen de Medición
340 mV
3,4 V
0 – ±600 V
34 V(margen automático)
340 V
600 V
Resistencia Ω /MargenMargen de Medición
340 Ω
3,4 KΩ
34 KΩ
0 – 39,99 MΩ
340 KΩ(margen automático)
3,4 MΩ
34 MΩ
Frecuencia Hz
MargenMargen de Medición
0 – 3,399 Hz
3,4 KHz – 10 KHz
Intensidad(Margen automático)
0 – 3,399 Hz
3,4 KHz – 33,99 KHz
Tensión
34 KHz – 300 KHz(Margen automático)*Compatibilidad
electromagnética
IEC 61000-4-3Campo electromagnético RF ≤ 1V/m
VCA/VCC/OHMS/FRECUENCIAACA/ACC

3Precisión±2,0% lect. ± 5 dgts. (50/60 Hz)±2,0% lect. ± 5 dgts. (50/60 Hz)
Precisión±2,0% lect. ± 5 dgts.
±2,0% lect. ± 5 dgts.
Precisión±1,5% lect. ± 5 dgts. (50/400 Hz)

Precisión±1,5% lect. ± 4 dgts.

Precisión±1,0% lect. ± 3 dgts.
El indicador acústico suena por debajo de30±10 Ω
El indicador acústico solo trabaja en laescala de 340 Ω±5,0% lect. ± 5 dgts.
±15% lect. ± 5 dgts.
Precisión±0,1% lect. ±1 dgt.
±0,1% lect. ±1 dgt.

precisión total=precisión especificada
precisión total=precisión especificada+5dgts

KEW MATE 2000 / 2001

• Normas:••••••••••••••••••

IEC61010-1
Categoría de sobretensión: CAT. III 300V, grado de polución 2
Categoría de sobretensión: CAT. II 600V, grado de polución 2
IEC61010-2-31
IEC61010-2-32
IEC61326 (EMC)
Sistema de funcionamiento: Integración dual
Visualizador:
De cristal líquido con un máximo de 3399 cuentas e indicaciónde unidades.
Barra gráfica con un máximo de 33 puntos.
Indicación de sobre margen: Se muestra “ OL.” en el visualizador (solo en Ohms)
Margen automático:
Cambia al margen superior cuando la barra gráfica supera los
33 puntos.
Cambia al margen inferior cuando la barra gráfica indica por
debajo de 3 puntos.
Muestreo:
Lectura numérica: 400 ms
Barra gráfica: 20 ms
Precisión garantizada en los 23±5ºC, Humedad Relativa del 75% o inferior
Márgenes de temperatura y (sin condensación)
humedadTemperatura y Humedad
0∼40ºC, Humedad Relativa del 85% o inferiorde trabajo:(sin condensación)
Temperatura y Humedad-20∼60ºC, Humedad Relativa del 85% o inferiorde almacenamiento:(sin condensación)
Alimentación:
2 pilas de 1,5 V CC tipo LR03 o equivalente
Consumo:Aprox. 10 mA
Función de autoapagado
El instrumento se apaga automáticamente al cabo de 10minutos sin utilizarlo (el consumo en el modo de autoapagado
es de 10µA).
Protección de sobrecarga:
Márgenes de intensidad CA/CC: 72 A CA/CC durante 10 seg.
Márgenes de tensión CA/CC: 720V CA/CC durante 10 seg.
Márgenes de resistencia: 720V CA/CC durante 10 seg.
Márgenes de frecuencia: 720 VCA/CC durante 10 seg.
Tensión de rigidez:
3700V CA durante 1 minuto entre el circuito eléctrico y lacarcasa.
Resistencia de Aislamiento: 10 MΩ o superior, a 1000V entre el circuito eléctrico y lacarcasa.
Tamaño del conductor:
Aprox. 6 mm de diámetro max.
Dimensiones:
128 x 87 x 21 mm
Peso:
Aprox. 210 g.
Accesorios:
2 pilas 1,5V tipo LR03
Manual de instrucciones

4

KEW MATE 2000 / 2001

4.

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO

5.

PREPARACIÓN PARA LAS MEDICIONES1) Comprobación de la tensión de las pilas
Sitúe el selector de funciones en cualquier posición que no sea “OFF”. Si el visualizador es
claramente legible y no aparece el símbolo “BAT”, la tensión de las pilas es correcta. Si elvisualizador aparece en blanco o aparece “BAT”, reemplace las pilas de acuerdo a las
instrucciones descritas en la sección 8. Sustitución de las pilas.
5

KEW MATE 2000 / 2001

NOTACuando se deja encendido el instrumento, la función de autoapagado lo apagaautomáticamente al cabo de un cierto periodo de tiempo sin utilizarlo. Por tanto, el visualizador
puede aparecer en blanco con el selector de funciones en otras posiciones además de en“OFF”. Para volver a conectarlo, gire el selector de funciones o presione el pulsador Data
Hold. Si el visualizador permanece en blanco, las pilas están agotadas y se deben sustituir.

2) Asegúrese de que el selector de funciones está situado en laposición adecuada3) Asegúrese también de que el pulsador de retención delectura
está desactivado. Si está seleccionado un margen inapropiado, nopodrá realizarse la medición deseada.
4) Instale la punta de los cables de prueba en la parte derecha delprotector.
Esto le permitirá realizar mediciones y leer en la pantalla mientras
se mantiene sujeta la punta del cable de prueba en el protector degoma.
6.

COMO REALIZAR LAS MEDICIONES

6-1. Medición de Intensidad CA••••PELIGRO
Para evitar el riesgo de sufrir un choque eléctrico, no realice nunca mediciones en circuitos
con más de 600V CA/CC entre conductores (300 V CA/CC entre conductor y tierra).
No realice mediciones de intensidad con los cables de prueba conectados al circuito enprueba. No realice ninguna medición sin tener colocada la tapa del compartimento de laspilas.
PRECAUCIÓNCuando utilice el sensor de intensidad tenga la precaución de que no reciba golpes ni
vibraciones excesivas.
El diámetro máximo del conductor que se puede medir es de 6 mm.

6KEW MATE 2000 / 2001

6-1-1. Medición de Intensidad CC1) Sitúe el selector de funciones en la posición “A“.
(Los símbolos “DC” y “AUTO” se muestran en la parte superior del visualizador.)
2) Gire el botón de ajuste de 0 (ADJ) para ajustar la lectura del visualizador a cero. (Si no seajusta a cero, la medición será errónea).
3) Sitúe uno de los conductores en el centro de las flechas marcadas en el sensor deintensidad. (Si no se ajusta el conductor en el centro de las flechas marcadas en el sensor,
la lectura será errónea). El valor medido se mostrará en el visualizador.
Nota: Cuando la intensidad circula desde la cara anterior hacia la posterior, la polaridad de lalectura es positiva (+). De forma contraria la polaridad será negativa (-).
6-1-2. Medición de Intensidad CA
1) Sitúe el selector de funciones en la posición “A“.
(Los símbolos “AC” y “AUTO” se muestran en la parte superior del visualizador.)2) Sitúe uno de los conductores en el centro de las flechas marcadas en el sensor deintensidad. (Si no se ajusta el conductor en el centro de las flechas marcadas en el sensor,
la lectura será errónea). El valor medido se mostrará en el visualizador.
Nota: A diferencia de la medición de la intensidad CC, el ajuste de cero no es necesario.
Tampoco hay indicación de polaridad.
6-2. Medición de Tensión••

PELIGRO
Para evitar el riesgo de sufrir un choque eléctrico, no realice nunca mediciones en circuitos
con más de 600V CA/CC entre conductores (300 V CA/CC entre conductor y tierra).
No realice ninguna medición sin tener colocada la tapa del compartimento de las pilas.

6-2-1. Medición de Tensión CC“.
1) Sitúe el selector de funciones en la posición “ V(Los símbolos “DC” y “AUTO” se muestran en la parte superior del visualizador.)2) Conecte el cable de prueba rojo al positivo (+) del circuito en prueba y el cable de prueba
negro al negativo (-). El valor medido se mostrará en el visualizador.
Si se invierte la conexión se mostrará (-) en el visualizador.
6-2-2. Medición de Tensión CA
1) Sitúe el selector de funciones en la posición “V“.
(Los símbolos “AC” y “AUTO” se muestran en la parte superior del visualizador.)3) Conecte los cables de prueba al circuito en prueba.
El valor medido se mostrará en el visualizador.
6-3. Medición de Resistencia.
••

PELIGRONo realice nunca mediciones en circuitos activos.
No realice ninguna medición sin tener colocada la tapa del compartimento de las pilas.

7KEW MATE 2000 / 2001

1) Situé el selector de funciones en la posición “ Ω/“2) Compruebe que el visualizador indique fuera de margen (OL). Cruce los cables de prueba yasegúrese de que indicador acústico se activa y que el visualizador indica cero.
3) Conecte los cables de prueba al circuito en prueba. El valor medido se mostrará en elvisualizador. Si el valor es inferior a 30 Ω el indicador acústico se activa.
Nota: Cuando se cruzan las puntas de prueba el visualizador puede indicar una pequeña
resistencia, esta es la resistencia de los cables de prueba.
Si uno de los cables de prueba está cortado, se visualizará “OL”.
En el margen de 340 Ω se mostrará “ I “ en el lado izquierdo del visualizador.
6-4. Medición de Frecuencia.
•••

PELIGRO
Para evitar el riesgo de sufrir un choque eléctrico, no realice nunca mediciones en circuitos
con más de 600V CA/CC entre conductores (300 V CA/CC entre conductor y tierra).
No realice ninguna medición sin tener colocada la tapa del compartimento de las pilas.
No realice mediciones de intensidad con los cables de prueba conectados al circuito en
pruebas.

1) Sitúe el selector de funciones en la posición “Hz”.
2) Medición de la frecuencia de la intensidad:
Sitúe uno de los conductores en el centro da las flechas marcadas en el sensor deintensidad. La frecuencia se mostrará en el visualizador.
Medición de la frecuencia de la tensión:
Conecte los cables de prueba al circuito en prueba. La frecuencia se mostrará en elvisualizador.
Nota: El margen de medición de la frecuencia de la intensidad es de 0-10KHz con una entrada
mínima de 8 A .
El margen de medición de la frecuencia de la tensión es de 0-300KHz con una entrada
mínima de 10 V.
Cuando mida frecuencias, no conecte simultáneamente el sensor de intensidad y loscables de prueba al circuito en prueba.

8KEW MATE 2000 / 2001

7.

OTRAS FUNCIONES

7-1. Función de Autoapagado

NOTA
El instrumento continúa consumiendo una pequeña intensidad en el modo de autoapagado.
Asegúrese se situar el selector de funciones en la posición “OFF” al finalizar las mediciones.

Esta función está prevista para evitar que el instrumento quede conectado, y de esta forma
alargar la duración de las pilas. Esta función hace que el instrumento entre automáticamente enel modo de autoapagado al cabo de 10 minutos sin haberlo utilizado.
Para salir del modo de autoapagado y volver al estado normal, gire el selector de funciones obien presione dos veces el pulsador de retención de lectura (data hold) .
7-2 Función de Retención de Lectura (Data Hold)
Esta función se emplea para retener en el visualizador el valor medido. Presione una vez elpulsador Data Hold para retener la lectura. La lectura quedará retenida sin tener en cuenta loscambios en la entrada. Los símbolos “H” y “ “ se mostrarán en el visualizador en lugar delsímbolo “AUTO”.
Para salir del modo de retención de lectura presione el pulsador Data Hold de nuevo.
7-3 Función de Selección de margen manual
El instrumento selecciona por defecto el modo de margen automático (se muestra “AUTO” en elvisualizador ). Presionando el pulsador Range Hold se activa el modo de selección manual delos márgenes (se muestra “ “ en lugar de “AUTO” en el visualizador).
Presione el pulsador Range Hold para seleccionar un margen superior.
Para cambiar de margen manual a margen automático, presione y mantenga presionado durante
un segundo el pulsador Range Hold o bien gire el selector de funciones a otra función.

8.

••
•

SUSTITUCIÓN DE LAS PILASADVERTENCIAS
Para evitar riesgos de choques eléctricos, antes de cambiar las pilas asegúrese dedesconectar los cables de prueba del instrumento y de situar el selector de funciones en laposición “OFF”.
PRECAUCIÓNNo mezcle pilas nuevas con pilas viejas.
Asegúrese de colocar las pilas con la polaridad correcta, tal como se indica en elcompartimento de las pilas.

9

KEW MATE 2000 / 2001

Cuando aparezca el símbolo “ BAT ” en la parte superior izquierda del visualizador, reemplacelas pilas. Tenga en cuenta que cuando las pilas estén totalmente agotadas, el visualizador
aparecerá en blanco sin mostrar “BAT”.
1) Sitúe el selector de funciones en la posición “OFF”.
2) Retire el instrumento del protector.
3) Desatornille y retire la tapa del compartimento de las pilas situada en la parte inferior traseradel instrumento.
4) Sustituya las pilas por dos nuevas del tipo LR03 de 1,5 V.
5) Coloque de nuevo la tapa del compartimento y atorníllela.

10Kyoritsu se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o diseños descritos en este
manual de instrucciones sin obligación de notificarlo.