取扱説明書

漏れ電流測定＆記録用リークロガー

MODEL 5001

目 次
１．使用上の注意（安全に関する注意） …………………………… 1
２．特長 …………………………………………………………… 3
３．各部の名称 ………………………………………………………… 43-1）パネル部 …………………………………………………… 43-2）メニュー構成図 …………………………………………… 53-3）ＬＣＤ表示部 ……………………………………………… 73-4）ＬＣＤメッセージ一覧 …………………………………… 8
４．記録終了までの操作手順 ………………………………………… 9
手順１：準備 …………………………………………………… 10
手順２：設定値の確認・変更 ………………………………… 11
手順３：記録前の準備 ………………………………………… 12
手順４：記録開始 ……………………………………………… 14
手順５：記録停止 ……………………………………………… 15
５．記録モードおよび記録条件の設定 …………………………… 16
連続記録モード ………………………………………………… 16
イベント記録モード …………………………………………… 19
区間最大値記録モード ………………………………………… 21
キャプチャ記録モード ………………………………………… 23
６．記録モードについて …………………………………………… 25
７．その他の設定（設定２） ……………………………………… 30
８．ＰＣへのデータ送信 …………………………………………… 35
９．電池の交換 ……………………………………………………… 37
10．仕様 ………………………………………………………… 38
アフターサービス …………………………………………………… 41
保証規定

１．使用上の注意（安全に関する注意）○ 本製品はＩＥＣ６１０１０ 電子測定装置に関する安全規格に準拠して、設計・製造の上、検査合格した最良の状態で出荷されています。
この取扱説明書には、使用される方の危険を避けるための事項
及び本製品を損傷させずに長期間良好な状態で使用していただ
くための事柄が書かれていますので、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
警告¡本製品を使用する前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで理解してください。
¡この取扱説明書は手近な所に大切に保管し、必要なときにいつでも取り出せるようにしてください。
¡製品本来の使用方法及び取扱説明書で指定した使用方法を守ってください。
¡本書の安全に関する指示に対しては、指示内容を理解の上、必ず守ってください。
以上の指示を必ず厳守してください。
指示に従わないと、ケガや事故の恐れがあります。
○本器に表示の マークは、安全に使用するため取扱説明書を読む
必要性を表しています。尚、この マークには次の３種類がありますので、それぞれの内容に注意してお読みください。
危険：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性が高い内容を示しています。
警告：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

― 1 ―

危険
¡本製品は、AC300Ｖ 以上電圧のある回路では、絶対に使用しないでください。
¡引火性のガスある場所で測定しないでください。
火花が出て爆発する危険があります。
¡トランス先端部は被測定物をショートしないような構造になっていますが、絶縁されていない導線を測定する場合トランスコアで被測定物をショートしないよう注意してください。
¡本製品や手が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。
¡測定の際には測定範囲を越える入力を加えないでください。
¡測定中は絶対に電池蓋を開けないでください。
¡本製品の使用前あるいは指示結果に対する対策を取る前に、既知の電源で正常な動作を確認してください。

警告¡この測定器を使用しているうちに、本体に亀裂が生じたり金属部分が露出したときは使用を中止してください。
¡本製品の分解、改造、代用部品の取り付けは行わないでください。
修理・調整が必要な場合は、弊社または販売店宛にお送りください。
¡本製品が濡れている状態では、電池交換を行わないでください。
¡電池交換のため電池蓋を開けるときは、入力クランプを外し本体の電源をOFFにしてください。

注意¡高温多湿、結露するような場所及び直射日光の当たる場所に本製品を放置しないでください。
¡使用後は必ず電源をOFF にしてください。
長期間使用しない場合は、電池を外し保管してください。
¡クリーニングには、研磨剤や有機溶剤を使用しないで中性洗剤か水に浸した布を使用してください。

― 2 ―２．特 長¡本製品は、漏れ電流測定＆記録用のリークロガーです。
¡ リーククランプセンサーを使用し、１～３chまでの漏洩電流値を記録します。
（リーククランプセンサーとしてM-8141/8142/8143が用意されています。）¡最大1000mArmsまでのAC電流（50/60Hz）の実効値を測定・記録します。
¡ 電流検出LEDが点滅して電流設定値を超えたことをお知らせします。（イベント/区間最大値/キャプチャ記録モード）¡ 記録件数は、１ch使用時で60,000件、全3ch使用時では各CH20,000件のデータを記録できます。
（連続記録モード）¡ データは、不揮発性メモリーに格納されるため、電池交換や電池消耗時に消えることはありません。
¡省電力動作により、長時間の記録が可能です。
¡ 記録したデータは、ＰＣとＵＳＢ接続を行い、簡単に転送できます。
“F”の安全な構造です。
¡２重絶縁（強化絶縁）¡ 本製品リークロガーには、４つの記録モードがあります。使用
用途に応じて記録モードを選択することができるので、あらゆる絶縁監視に使用していただけます。それぞれの記録モードの特長をご理解の上、使用目的に合う記録モードを設定していた
だき、正しくご使用ください。

― 3 ―３．各部の名称
３－１）パネル部◆ボタンの役割
ボタン

記録・測定モードでは．．．

メニューモードでは．
．．

メニュー項目の選択
メニューモードへ入る
設定変更と確定
記録の開始と停止

メニュー戻る
設定取消

チャンネル表示切換

メニュー項目切換
設定値UP変更

レンジ切換

メニュー項目切換
設定値DOWN変更◆LCD表示部◆電流検出LED表示部◆USB接続部・・・ P. 7
・・・ P.18
・・・ P.35―4―３－２）メニュー構成図

―5―

―6―

３－３）ＬＣＤ表示部

100mA

マーク

1000mA説明

現在選択チャンネル番号（このチャンネルの測定値を表示しています）
オートパワーオフ解除中（自動で電源は切れません）
タイマー予約動作中（設定時刻まで待機中）
記録中
バッテリーマーク
記録モード表示
記録データ参照時に表示
記録データ参照時の最大値、最小値表示
記録終了選択のワンタイムON動作中（メモリー一杯で記録を停止します）
スケール動作中（測定値表示は測定結果×スケール値です）
レンジホールド（オートレンジでは消灯しています）
メニューガイド（▲/▼ボタン操作可能を示します）
測定レンジ表示（100mA/1000mAレンジ表示）―7―３－４）ＬＣＤメッセージ一覧
L C D 表 示

内容

センサー未接続
入力オーバー
メニュー：設定１（SET.1）
記録モード、記録条件を確認・変更
メニュー：設定２（SET.2）
場所情報、オートパワーオフなどの確認・変更
メニュー：ステータス１（STS.1）
記録量、各ＣＨの最大値の参照
メニュー：ステータス２（STS.2）
記録件数、リコールの参照
メニュー：項目終了
連続記録モード（LOGging）

イベント記録モード(detect)

区間最大値記録モード(Max)
キャプチャ記録モード（CAPture）
ＰＣデータ通信中表示
メモリークリア警告―8―４．記録終了までの操作手順
以下に準備から記録停止までの手順（フロ－）を述べます。
P. 10
手順１：準備▼センサーの選定と本体への取り付け。

P. 11
手順２：設定値の確認・変更▼

記録モードを確認します。

P. 12
手順３：記録前の準備▼

本製品の設置、各チャンネル表示など記録前の準備を行います。

P. 14
手順４：記録開始▼

記録を開始します。

P. 15
手順５：記録停止
記録を停止します。
※記録データは、次の２通りの方法で確認できます。
①ＰＣで確認・・・［８．ＰＣへのデータ送信］(P.35)を参照②本体で確認・・・

別紙クイックマニュアル ②記録データの確認（ステータス1）および ③記録データの確認（ステータス2）を参照※電源ＯＦＦは、

ボタンを１秒以上押してください。

―9―手順１：準備
１．クランプセンサーを本体と接続してください。 接続の際、コネクターの向きに注意して、奥までしっかり差し込
んでください。

２．電源ｏｆｆの状態からボタンを１秒以上押すと、電源が入ります。
ＬＣＤが全点灯しましたら、指をボタンから離してください。
３．現在時刻を1秒間表示します。
電源を入れる度に異常な時刻を表示する場合は、時計用内部電池が切れている可能性があります。P.40「修理のご依頼について」を参照の上、本製品をお送りください。

４．電源投入直後は、測定状態になります。
（ノンコネクト）表示の場合は、そのチャンネルにセンサーを接続していないか、接続が不完全です。

― 10 ―

手順２：設定値の確認・変更
記録モードを示すマークを確認します。
記録モードを変更する場合や、記録条件（記録間隔／電流設定値）の変更は、[５.記録モードおよび記録条件の設定]を参照してください。

記録モード
連続記録

イベント記録区間最大値記録

キャプチャ記録

動

作

概

要

設

定

設定した記録間隔(1秒～60分,15種類)で、連続的に間欠測定値を記録。

P.16

電流検出（電流設定値を超えたと判定）
により、その前後8データ（0.8秒分）の実効値を記録。

P.19

電流検出により、10秒毎に実効値の最大値を記録。電流設定値の50%以下になる
か、10分間で1件の記録終了。

P.21

電流検出により、その前後で10～12波形
分(200ﾐﾘ秒間)の波形を記録。

P.23― 11 ―

手順３：記録前の準備
１．クランプセンサーを測定箇所にクラン
プして、設置してください。

２．本体を設置します。
１）フックに引っ掛けて設置
本製品上部の取り付け穴に、ネジやフック等を通して設置することができます。
２）裏面マグネット付きにより設置
本製品裏面にあるマグネットにより、金属板等に貼り付けて設置することができます。
容易に外れることのないことを確認して設置してください。

３．
ボタンを押す毎にチャンネル①～③の測定値表示を切替えることができます。

― 12 ―

４．
ボタンを押す毎に現在のチャンネルの測定レンジが切り替わります。
マークが点灯している場合は、
レンジホールド（固定）です。
ポイント◆ 連続記録モードでは、オートレンジ→
1000mAレンジ→100.0mAレンジ→オートレンジを繰り返します。
◆ イベント/区間最大値/キャプチャ記録
モードでは、1000mAレンジと100.0mAレンジの切替えのみで、オー
トレンジは使用できません。
また、記録中は変更できませんので記録前に適切なレンジを選択してください。

５．ＬＣＤのバッテリーマークが１つ点滅している時は、電池容量が残りわずかになっていますので、新しい電池と交換してください。また、ＬＣＤに何も表示されない時は、電池が切れていますので、新しい電池に交換してください。

― 13 ―

手順４：記録開始
記録の準備が整いましたら、次の手順で記録を開始します。
記録中には設定変更ができないなどの制限がありますので、あらかじめ
記録前に十分確認してください。
ボタンを押し続けます。
◆ 連続記録モードの場合または記録モードを変更した場合：
ボタンを押している間ＬＣＤの「ＣLｒ」
が点滅状態となり、そのまま押し続けると測定値表示と[REC]マークが点灯し、記録を開始します。
（※この時、記録済みのデータはクリアされますので、大切なデータは、あらかじめＰＣへ転送しておいてください。
）◆ イベント／区間最大値／キャプチャ記録モードで記録モードを変更していな
い場合：
ボタンを押している間ＬＣＤの[REC]が点滅し、そのまま押し続けると測定値表示と[REC]マークが点灯し、記録を開始します。
（※これらの記録モードでは、継続して記録開始しても前の記録データはクリアされませんが、「記録モードの変更」、「センサーの接続チャンネル変更」を行うと、記録
データをクリアしますので、記録済みの大切なデータは、あらかじめＰＣへ転送しておいてください。
）― 14 ―

記録中は、次の操作ができます。
・各チャンネルの測定値表示 →ボタン
・記録状態：記録最大値表示→別紙クイックマニュアル ②記録データの確認 (ステータス1) 参照
・記録状態：リコール表示→別紙クイックマニュアル ③記録データの確認 (ステータス2) 参照
・設定１「SEt.1」、設定２「SEt.2」の設定値確認
また、次の項目は、記録中には操作できません。
・電源OFF・測定レンジの変更
・設定１「SEt.1」、設定２「SEt.2」の設定値の変更
・ＰＣとのデータ通信
操作する場合は、一度記録を停止して行ってください。
手順５：記録停止「手順 ２.設定値の確認・変更」の記録条件の中で記録終了方式「ワンタイムON」を選択している場合は、メモリー一杯になりすでに自動で記録を停止していることがあります。
１．記録停止の際は、ボタンを１秒
以上押してください。
２．記録は停止し、「REC」マークが消えて測定状態に戻ります。

以上で、記録完了です。
※電源ＯＦＦは、
ボタンを１秒以上押してください。

― 15 ―

５．記録モードおよび記録条件の設定
連続記録モード： 記録間隔１分で記録する場合
最大記録件数
3チャンネル同時使用時
２０,０００件

2チャンネル同時使用時
４０,０００件

連続記録モード最大記録時間
記録間隔
3チャンネル使用時
記録間隔
１秒
５：33：20
１分
２秒
11：06：40
２分
５秒
１日 ３：46：40
５分
10秒
２日 ７：33：20
10分
15秒
３日 11：20：00
15分
20秒
４日 15：06：40
20分
30秒
６日 22：40：00
30分
60分

1チャンネルのみ使用時
６０,０００件

3チャンネル使用時
13日 21：20：00
27日 18：40：00
69日 10：40：00
138日 21：20：00
208日 ８：00：00
277日 18：40：00
416日 16：00：00
８33日 ８：00：00※最大記録時間は、電池寿命により制限されます。
※2チャンネル使用時は3チャンネル使用時の1.5倍、1チャンネルのみ使用時は3倍になります。
設定手順

１．測 定 状 態 （ 電 源 投 入 後 の 状 態 ） から
ボタンを押してメニューモード
にします。
メニューモードでは、各ボタンは次のように動作します。
→：選択、設定変更と確定→：戻る、設定取消→：切換、設定値UP変更→：切換、設定値DOWN変更― 16 ―

２．設定１の意味の「SEt．１」表示を確認し、ボタンを押して決定します。

３．現在設定済みの記録モードが表示されます。
◆連続記録モードを示す
であれ
ばボタンを押して次の記録条件
設定へ進みます。
◆
、
、
表示の場合
は、
ボタンを押して変更状態（LCD点滅）にします。
または
ボ タ ン でに 変 更し、ボタンを押して確定します。
４．記録間隔が表示されます。
１、２、５、10、15、20、30秒、１、
２、５、10、15、20、30、60分から設定できます。
◆設定を変更しない場合は、ボタンを押して次の記録条件設定へ進みます。
◆記録間隔を変更する場合は、ボ
タンを押して変更状態（LCD点滅）に
します。
または
ボタンで
希望する値に変更し、ボタンを押して確定します。

― 17 ―

５．次にワンタイムON/OFFが表示されます。
ｏｎ：メモリー一杯になった時に記録を停止します。
ｏｆ
ｆ：古いデータを上書きして最新の記録を残します。
◆設定を変更しない場合は、ボタンを押して次へ進みます。
◆変更する場合は、ボタンを押して変更状態（LCD点滅）にします。
または
ボタンで希望する値に変更し、ボタンを押して確定します。
６．設定１の終了「Ｅｎｄ」表示となります。
ボタンを押して最初の設定１の「SEt．１」表示に戻します。
７．次にボタンを押すと、測定状態になります。
電流検出ＬＥＤ点滅
イベント/区間最大値/キャプチャ記録モードでは、測定値が電流設定値を超えるとそのチャンネルのLEDが点滅して電流検出したことをお知らせします。
測定中は、電流設定値を超える毎にLEDが点滅します。
記録中は、１度電流検出するとLED点滅を維持します。LEDの点滅をリセットする場合は、一度ボタンを押してメニューモードにしてから
ボタンで戻ると再び電流検出するまでLEDの点滅は消えます。
また、記録中に低消費電力モードで表示が消えた後、ボタンを押して測定値表示に復帰した場合もLEDの点滅は消えます。上記同様に一度
メニューモードにしてLED点滅のリセットを行ってください。

― 18 ―

イベント記録モード：電流設定値１5mAで記録する場合
最大記録件数
3チャンネル同時使用時
１,６００件設定手順

2チャンネル同時使用時
２,４００件

1チャンネルのみ使用時
４,８００件１．測定状態（電源投入後の状態）からボタンを押してメニューモードにします。
メニューモードでは、各ボタンは次のように動作します。
→：選択、設定変更と確定→：戻る、設定取消→：切換、設定値UP変更→：切換、設定値DOWN変更

２．設定１の意味の「SEt．１」表示を確認し、ボタンを押して決定します。

３．現在設定済みの記録モードが表示されます。
◆イベント記録モードを示す
であればボタンを押して次の記録条
件設定へ進みます。
◆、、
表示の場合は、ボタンを押して変更状態（LCD点滅）
にします。
または
ボタンで
に変更し、
ボタンを押して確定
変更し、ボタンを押して確定しまします。
す。

― 19 ―

４．チャンネル１の電流設定値が表示されます。
０～1000ｍＡまで１ｍＡ毎に設定できます。
◆設定を変更しない場合は、ボタンを押して次のチャンネルの設定へ進みます。
◆設定を変更する場合は、ボタンを押して変更状態（LCD点滅）にします。
または
ボタンで15mA（希望する値）に変更し、
ボタンを押して確定します。
ポイント １件の電流検出後は、この電流設定値の50%以下になるまではリークが継続しているとして、次の電流検出を再開しません。記録開始前の測定より最適な値を設定してください。
５．同様にチャンネル２、チャンネル３の電流設定値を確認・変更してください。
６．次にワンタイムON/OFFが表示されます。
ｏｎ：メモリー一杯になった時に記録を停止します。
ｏｆ
ｆ：古いデータを上書きして最新の記録を残します。
◆設定を変更しない場合は、ボタンを押して次へ進みます。
◆変更する場合は、ボタンを押して変更状態（LCD点滅）にします。
または
ボタンで希望する値に変更し、ボタンを押して確定します。
７．設定１の終了「Ｅｎｄ」表示となります。
ボタンを押して最初の設定１の「SEt．１」表示に戻します。
８．次にボタンを押すと、測定状態になります。

― 20 ―

区間最大値記録モード：電流設定値15mAで記録する場合
最大記録件数
3チャンネル同時使用時
３３０件
設定手順

2チャンネル同時使用時
４９５件

1チャンネルのみ使用時
９９０件

１．測定状態（電源投入後の状態）からボタンを押してメニューモードにします。
メニューモードでは、各ボタンは次のように動作します。
→：選択、設定変更と確定→：戻る、設定取消→：切換、設定値UP変更→：切換、設定値DOWN変更

２．設定１の意味の「SEt．１」表示を確認し、ボタンを押して決定します。

３．現在設定済みの記録モードが表示されます。
◆Ｌ Ｃ Ｄ に 区 間 最 大 値 記 録 モ ー ド を 示
す
であればボタンを押して次の記録条件設定へ進みます。
◆
、
、
表示の場合
は、
ボタンを押して変更状態（LCD点滅）にします。
または
ボ タ ン でに 変 更し、ボタンを押して確定します。

― 21 ―

４．チャンネル１の電流設定値が表示されます。
０～1000ｍＡまで１ｍＡ毎に設定できます。
◆設定を変更しない場合は、ボタンを押して次のチャンネルの設定へ進みます。
◆設定を変更する場合は、ボタンを押して変更状態（LCD点滅）にします。
または
ボタンで15mA（希望する値）に変更し、
ボタンを押して確定します。
ポイント １件の電流検出後は、この電流設定値の50%以下になるまではリークが継続しているとして、次の電流検出を再開しません。記録開始前の測定より最適な値を設定してください。
５．同様にチャンネル２、チャンネル３の電流設定値を確認・変更してください。
６．次にワンタイムON/OFFが表示されます。
ｏｎ：メモリー一杯になった時に記録を停止します。
ｏｆ
ｆ：古いデータを上書きして最新の記録を残します。
◆設定を変更しない場合は、ボタンを押して次へ進みます。
◆変更する場合は、ボタンを押して変更状態（LCD点滅）にします。
または
ボタンで希望する値に変更し、ボタンを押して確定します。
７．設定１の終了「Ｅｎｄ」表示となります。
ボタンを押して最初の設定１の「SEt．１」表示に戻します。
８．次にボタンを押すと、測定状態になります。

― 22 ―

キャプチャ記録モード：電流設定値15mAで記録する場合
最大記録件数
1チャンネルのみ使用
３４５件
設定手順

１．測定状態（電源投入後の状態）からボタンを押してメニューモードにします。
メニューモードでは、各ボタンは次のように動作します。
→：選択、設定変更と確定→：戻る、設定取消→：切換、設定値UP変更→：切換、設定値DOWN変更

２．設定１の意味の「SEt．１」表示を確認し、ボタンを押して決定します。

３．現在設定済みの記録モードが表示されます。
◆キャプチャ記録モードを示す
であればボタンを押して次の記録条
件設定へ進みます。
◆
、
、
表示の場合
は、
ボタンを押して変更状態（LCD点滅）にします。
または
ボ タ ン でに 変 更し、ボタンを押して確定します。

― 23 ―

４．チャンネル１の電流設定値が表示されます。
０～1000ｍＡまで１ｍＡ毎に設定できます。
◆設定を変更しない場合は、ボタンを押して次へ進みます。
◆設定を変更する場合は、ボタンを押して変更状態（LCD点滅）にします。
または
ボタンで15mA（希望する値）に変更し、
ボタンを押して確定します。
ポイント １件の電流検出後は、設定値の50%以下になるまで、次の電流検出を再開しないので、記録開始前の測定より最適な値を設定してください。

５．次にワンタイムON/OFFが表示されます。
ｏｎ：メモリー一杯になった時に記録を停止します。
ｏｆ
ｆ：古いデータを上書きして最新の記録を残します。
◆設定を変更しない場合は、ボタンを押して次へ進みます。
◆変更する場合は、ボタンを押して変更状態（LCD点滅）にします。
または
ボタンで希望する値に変更し、ボタンを押して確定します。
６．設定１の終了「Ｅｎｄ」表示となります。
ボタンを押して最初の設定１の「SEt．１」表示に戻します。
７．次にボタンを押すと、測定状態になります。

― 24 ―

６．記録モードについて
記録モード一覧
連続記録

イベント記録区間最大値記録 キャプチャ記録

記録モード

動 作 概 要設定した記録間
隔で、連続的に間欠測定値を記録します。

電流検出（平均 電流検出により、 電流検出により、
値型測定で電流 10秒毎に実効値 その前後で10～設定値を超えた の最大値を記録 12波形分(200ﾐﾘと判定）により、 します。電流設 秒間)の波形を記
そ の 前 後 8 デ ー 定値の50%以下 録します。
タ （ 0 . 8 秒 分 ） になるか、10分の実効値を記録 間で1件の記録をします。
終了します。

途

状態監視
間欠リーク調査

リーク発生調査

間欠リーク調査
リーク発生調査

波形観測記 録 件 数60,000件(1ch)20,000件(3ch)4,800件(1ch)1,600件(3ch)

990件(1ch)
330件(3ch)

345件

用使用可能CH数

同時に3チャンネル使用可能

CH1のみ使用記 録 間 隔１秒～60分の15種－

記 録 間 隔－0～1000mA（1mA毎に設定可能）

測 定 間 隔

記録間隔で測定（間欠測定）

約0.1秒間隔一定

サンプリング周期

50Hz時：約0.222mS
60Hz時：約0.185mS

サンプリング期間

２周期分（50Hz：40ミリ秒間）

電流検出まで常時記録タイミング

記録間隔毎

電流設定値を超えた時（不定期）

測 定 方 式

真の実効値演算

電 流 検 出：平均値型（ﾋﾟｰｸ値の正弦波実効値換算）
記録・表示：真の実効値演算

電流検出：約1.67mS
実 効 値：約3.33mS

電流検出：約0.56mS
波 形：約1.11mS

記録終了選択

ワンタイム ON ：メモリーが一杯になった時に記録を停止します。
ワンタイム OFF：古いデータを上書きして最新の記録を残します。

電 池 寿 命約25日(M-5000)／約40日（M-5001）― 25 ―

①

連続記録モード◆サンプリング期間と実効値算出
測定は、接続センサーからの入力信号を50Hzでは約0.222mS、60Hz
では約0.185mSで２周期分だけサンプリングし、その180データより実効値を算出します。その後、次の記録間隔時間まで待機します。

◆記録
記録間隔毎にセンサーが接続されているチャンネルを順次切替え、各チャンネル2周期分サンプリングして求めた実効値を記録します。

◆測定値表示
記録前の測定状態では、１秒毎の測定結果を表示します。

― 26 ―

②

イベント記録モード◆電流検出と実効値算出
常時約1.6ミリ秒間隔でサンプリングを行い、そのピーク値の1/√２倍と電流設定値とを比較し電流検出を行います。また同時に約3.3ミ
リ秒毎のサンプリングデータから約100ミリ秒毎に実効値も算出します。
◆記録
電流設定値を超えるイベントが発生すると、その前の３実効値と検出時の実効値およびその後の４実効値の計８データ（約0.8秒間）と電流検出時の値を時間情報とともに記録します。設定値を超えるデータが連続した時は、電流設定値の50％以下になるまでは、前回のリークが継続しているとして電流検出を行いません。

◆測定値表示
記録前の測定状態では、選択しているチャンネルでの実効値測定結果のうち、最大値を１秒毎に表示します。

― 27 ―

③

区間最大値記録モード◆電流検出と実効値算出
常時約1.6ミリ秒間隔でサンプリングを行い、そのピーク値の1/√２倍と電流設定値とを比較し電流検出を行います。また同時に約3.3ミ
リ秒毎のサンプリングデータから約100ミリ秒毎に実効値も算出します。
◆記録
電流設定値を超えるイベントが発生すると記録を開始し、電流設定
値の50％以下となるか、または10分間まで10秒毎の最大値を時間情報とともに記録します。設定値を超えるデータが連続した時は、電流設定値の50％以下になるまでは、前回のリークが継続しているとして電流検出を行いません。

◆測定値表示
記録前の測定状態では、選択しているチャンネルでの実効値測定結果のうち、最大値を１秒毎に表示します。また、記録中では、10秒毎の最大値を表示します。

― 28 ―

④

キャプチャ記録モード◆電流検出と実効値算出
チャンネル１のみを常時約１ミリ秒間隔でサンプリングを行い、そのピーク値の1/√２倍と電流設定値とを比較し電流検出を行います。
◆記録
電流設定値を超えるイベントが発生すると、その前後50ミリ秒を含む200ミリ秒間（10～12波形）分の波形を時間情報とともに記録します。設定値を超えるデータが連続した時は、電流設定値の50％以下になるまでは、前回のリークが継続しているとして電流検出を行いません。

◆測定値表示
記録前の測定状態では、チャンネル1の実効値測定結果のうち、最大値を１秒毎に表示します。
（※本製品ＬＣＤでは波形を表示できません。付属ＰＣソフトウェ
アにより、ＰＣへデータ転送し、グラフ表示にて確認してください。
）― 29 ―

7．その他の設定（設定2）
メニュー設定２：「ＳＥｔ．２」設定項目
１）“場所情報”
測定・記録場所の識別として場所番号を設定します。
２）“オートパワーオフ”
オートパワーオフ機能のON/OFFを設定します。
３）“時刻”
00：00～23：59の範囲で現在時刻の調整を行うことができます。
４）“予約タイマー”
予約タイマーの表示、設定を行います。
５）“スケール”
測定結果にスケール値を掛け合わせた値を表示します。
設定手順
１．測定状態からボタンを押してメニューモードにします。
メニューモードでは、各ボタンは次のよ
うに動作します。
→：選択、設定変更と確定→：戻る、設定取消→：切換、設定値UP変更→：切換、設定値DOWN変更― 30 ―

２．設 定 １ の 「 S E t ． １ 」 表 示 状 態 から、
ボタンを１回押します。

３．設定２の「ＳEt.2」表示を確認し、ボタンを押して決定します。

４．
【場所情報】 場所番号が表示されます。
「P.000」～「P.999」まで設定できます。
◆設定を変更しない場合は、ボタンを押して次のオートパワーオフの設定へ進みます。
◆設定を変更する場合は、ボタンを押して変更状態（LCD点滅）にします。
または
ボタンで希望する値に変更し、ボタンを押して確定します。
ポイント 場所番号は、記録後にＰＣソフト
ウェア上でデータ表示する際、場所リス
トとリンクして場所番号に対応する場所
名を表示することができるので、どの場所で記録したデータかが一目で分かります。
本体で設定する場合は、場所番号と場所名をメモしておくことをお勧めします。

― 31 ―

５．
【オートパワーオフ】 機能On/OFFが表示されます。
O n ：オートパワーオフが動作します。
OFF：オートパワーオフが動作しません。
◆設定を変更しない場合は、ボタンを押して次の時刻設定の設定へ進みます。
◆設定を変更する場合は、ボタンを押して変更状態（LCD点滅）にします。
または
ボタンで希望する値に変更し、ボタンを押して確定します。
マークがポイント OFFの場合、LCDに点灯します。使用後の電源の切り忘れにご注意ください。
Ｏnの場合、ボタン操作がないと約3分で電源がＯＦＦになります。記録中は、低消費電力モードでLCD表示は消えて記録
動作は続けます。
６．
【時刻】現在時刻が表示されます。
00：00～23：59の範囲で調整ができます。
◆設定を変更しない場合は、ボタンを押して次の時刻設定の設定へ進みます。
◆設定を変更する場合は、ボタンを押して変更状態（LCD点滅）にします。
または
ボタンで希望する値に変更し、ボタンを押して確定します。
ポイン ト 日 付 の 設 定 は 、 P C と 接 続 し て「KEW LOG Soft」より現在時刻の設定を行ってください。

― 32 ―

７．
【予約タイマー】予約タイマーが表示されます。
設定範囲は、「00：00」～「23：59」です。
◆設定を変更しない場合は、ボタンを押して次のスケール設定へ進みます。
◆設定を変更する場合は、ボタンを押して変更状態（LCD点滅）にします。
または
ボタンで希望する値に変更し、ボタンを押して確定します。
ボタン
ポイント 予約タイマー設定後にを１秒以上押すと記録待機状態となり、設定時刻になると記録を開始します。
８．【スケール】 チャンネル1のスケール値が表示されます。
設定範囲は、「0.1」～「10.0」（「1.0」でOFF）です。
◆設定を変更しない場合は、ボタンを押して次のチャンネル2のスケー
ル設定へ進みます。
◆設定を変更する場合は、ボタンを押して変更状態（LCD点滅）にします。
または
ボタンで希望する値に変更し、ボタンを押して確定します。
ポイント マルチトランなどで10分の1の信号を測定した場合、スケール値を「10.0」に設定しておくと 測定値×10.0 ＝ 表示
値 としてＬＣＤにて測定結果を直読できます。記録データには、反映されません。
例：チャンネル１に「10.0」を設定。チャンネル1で[15.0mA]を測定すると[150.0mA]と表示します。

― 33 ―

９．チャンネル2のスケール設定値が表示されます。
◆設定を変更しない場合は、ボタンを押して次のチャンネル3のスケー
ル設定へ進みます。
◆変 更 す る 場 合 は 、 チ ャ ン ネ ル １ 同様
ボタンを押して変更してください。
10．チャンネル3のスケール設定値が表示されます。
◆設定を変更しない場合は、ボタンを押して次へ進みます。
◆変 更 す る 場 合 は 、 チ ャ ン ネ ル １ 同様
ボタンを押して変更してください。
11．設定２の終了「Ｅｎｄ」表示となります。
ボタンを押して最初の設定２の「SEt．２」表示に戻ります。

12．
ボタンを押すと、測定状態になります。

― 34 ―

８．ＰＣへのデータ送信※使用する前にあらかじめ、ＰＣソフトウェア「KEW LOG
Soft」をインストールしてください。インストール方法とソフトウェアの詳しい使用方法は、「KEW LOG Soft」の取扱説明書を参照してください。
（「KEW LOG Soft」の取扱説明書は、付属CD内または、
インストール後の[スタート]-プログラム]-[KEW]フォルダにあります。）※ＰＣへはじめてロガーを接続すると「新しいハードウェアの検出」により、ＵＳＢドライバーのインストールを行います。「KEW LOG Soft」の取扱説明書を参照して、インストールしてください。
８－１ ＵＳＢケーブルの接続
１）PCの空きUSBポートにUSBケーブルを接続します。

２）USBケーブルのもう一方を、本製品右側のUSB接続端子に接続します。
注：USB端子保護カバーを丁寧に外して接続してください。保護カバーが破損すると、粉塵等により接触不良の原因になります。
― 35 ―

８－２ データ転送準備
１）本製品の電源をオンにして、測定状態にします。
（注：本製品が記録中では、データ転送ができません。）
２）PCソフトウェア「KEW LOG Soft」を起動します。
８－３ ＰＣソフトウェアの操作「KEW LOG Soft」取扱説明書を参照して、データ転送を行ってください。
また、静電気の影響でPCとロガーを正常に接続していても、ＰＣからロガーを検出できない場合や、データ転送中に通信エ
ラーを生じることがあります。この場合、PC画面にメッセー
ジが出ますので、そのメッセージに従ってUSBケーブルを一度抜き差しして再度データ転送を行ってください。
８－４ ロガーの複数接続
市販のUSBハブを使用
しますと複数台のリークロガーを接続することができ、1台1台デー
タ転送のたびにＵＳＢ
ケーブルを抜き差しする必要がなくなります。
Ｐ C ソ フ ト ウ ェ ア「KEW LOG Soft」の検出ロガー一覧から通信するロガー１つを選択して１台ずつデータ転送を行います。

― 36 ―

9．電池の交換

警告¡感電事故を避けるため、電池交換の際はセンサーを外した状態で行ってください。

注意¡電池は新しい物と古い物を混ぜて使用しないでください。
¡電池の極性を間違えないよう、ケース内の刻印の向きに合わせて入れてください。

ＬＣＤ右上部の電池電圧警告バッテリーマークが１つ点滅状態にあれば、電池容量が残りわずかになっています。継続して測定・記録を行う場合は、あらかじめ新しい電池と交換してください。
この点滅状態にあっても、精度には影響なく動作します。
また、電池が完全になくなっている場合は、表示部が消え、マークも表示されませんので注意してください。
１）本製品背面のケース蓋のネ
ジをゆるめて外します。
２）新しい電池と交換してください。電池はアルカリ乾電
池 LR6タイプ1.5Vです。
３）ケース蓋を取り付け、ネジを締めてください。
― 37 ―

10．仕様¡測定範囲および確度【連続記録モード実効値確度】 （AC 50/60Hz正弦波）
レ ン ジ 測 定 範 囲
100mA

0～100.0mA

1000mA 0～1000mA

本 体 確 度
±1.0%rdg±5dgt

センサー組み合せ確度±2.0%rdg±10dgt±2.0%rdg±6dgt

・クレストファクタ≦2.5：正弦波精度＋2%rdg+5dgt【イベント、区間最大値記録モード実効値確度】（AC 50/60Hz正弦波）
レ ン ジ 測 定 範 囲
100mA

0～100.0mA

1000mA 0～1000mA

本 体 確 度
±1.5%rdg±7dgt

センサー組み合せ確度±2.5%rdg±12dgt±2.5%rdg±8dgt【電流設定値の判定確度（イベント/区間最大/キャプチャ）】、【キャプチャ記録モード瞬時値確度】
レ ン ジ 測 定 範 囲
100mA

0～100.0mA

1000mA 0～1000mA

本 体 確 度
±3%rdg±2%fs

センサー組み合せ確度±4%rdg±2.5%fs±4%rdg±2%fs

注記：電磁両立性（ＥＭＣ）
EN61000-4-2 静電気放電イミュニティ(ESD)：性能評価基準Ｂ

¡動作方式
¡入力信号
¡定格最大動作電圧
¡入力数
¡測定方式
¡実効値測定間隔
連続記録モード

逐次比較方式
ＡＣ電圧（ＡＣ100mV／Ａ）
ＡＣ170mVrms、250mVピーク値
３ch
真の実効値演算約１秒～60分：記録間隔による間欠サ
ンプリング
区間最大値、イベントモード 約100ミリ秒：約3.3ミリ秒間隔でサン
プリング（電流検出判定：約1.6ミリ秒間隔）
キャプチャ記録モード
約100ミリ秒：約1ミリ秒間隔でサンプリング― 38 ―

（電流検出判定：約 0.5 ミリ秒間隔）
液晶表示
４段階電池マーク表示
測定範囲を超えた場合、 OL 表示（測定値最大表示 1049 カウント）● オートパワーオフ機能
スイッチ操作後約３分で電源ＯＦＦ（記録停止時）● 使用環境条件
屋内使用、高度 2000m 以下● 精度保証温湿度範囲
23℃±５℃ 相対湿度 85％以下（結露しないこと）● 使用温湿度範囲
０℃〜 50℃ 相対湿度 85％以下（結露しないこと）● 保存温湿度範囲− 20〜60℃ 相対湿度 85％以下（結露しないこと）● 電源
DC9V：アルカリ乾電池 ( ＬＲ６) x 6 本 (M-5001)● 消費電流約 5mA● 連続使用可能時間
約 40 日 (M-5001) 常温（電源が入らなくなるまでの時間）● 適応規格IEC 61010-1:2001
CAT III 300V 汚染度２
IEC 61326 (EMC 規格 )EN50581 (RoHS)● 過負荷保護AC 1500A MAX ／ 10 秒間（センサー M-8143 使用時）
● 耐電圧
AC3470V（実効値 50/60Hz）／ 5 秒間
● 絶縁抵抗50M Ω以上／ 1000 Ｖ● 外形寸法
111
（Ｌ）
×60
（Ｗ）
×42
（Ｄ）
ｍｍ
（M-5001）● 重量
約 315g(M-5001)● 付属品
アルカリ乾電池（ＬＲ６）Ｘ ６本 (M-5001)
データ表示ＰＣソフトウェア「KEW LOG Soft」
ＣＤ 1 枚
USB ケーブル 1 本
携帯ケース
取扱説明書、クイックマニュアル● オプション
リーククランプセンサー（M-8141/8142/8143）
ハードケース（M-9119）
センサー延長コード (M-7147)
表示● 電池電圧警告● 入力オーバー表示●

̶ ３９ ̶

MEMO

̶ ４0 ̶

アフターサービス●修理・校正を依頼されるにはお買い上げいただいた販売店または弊社サービスセンター修理グル
ープにお送りください。
●製品のご使用に関するお問い合わせは弊社お客様相談室にご連絡ください。
●校正周期について
本製品を正しくご使用いただくため、定期的（推奨校正周期１年）に校正することをおすすめいたします。
●補修用部品の保有期間
本製品の機能・性能を維持するために必要な補修部品を製造打ち切り後、５年間を目安に保有しています。
■ホームページのご案内
http://www.kew-ltd.co.jp●新製品情報 ●取扱説明書／ソフトウェア／単品カタログのダウンロード ●販売終了製品情報

修理・校正に関するお問い合わせはご使用に関するお問い合わせは

営業時間 8:40 ～ 12:00、13:00 ～ 17:30（土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く）

電話受付時間 9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00（土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く）

共立電気計器 サービスセンター 修理グループ

0894-62-1172

共立電気計器

お客様相談室

0120-62-1172

修理を依頼される場合は事前に電池の消耗、ヒューズや測定コードの断線を確認してから輸送中に損傷しないように十分梱包した上で弊社サービスセンターまでお送りください。

送付先：〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸４８０※折り返しお電話させていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。
※フリーコールをご利用いただけない場合は、
03-4540-7570 か最寄りの弊社営業所へおかけください。

̶ ４１ ̶

保証書
MODEL 5001

製造番号

保証期間 ご購入日（

年月日）より１年間共立製品をお買い上げいただきありがとうございます。保証期間内に正常なご使用状態で万一故障が生じた場合は、保証規定により無償修理をさせていただきます。本書を添付の上ご依頼ください。
お名前
ご住所
ＴＥＬ
◎本保証書に製造番号、ご購入日、およびお名前、ご連絡先をご記入の上、大切に保管してください。
◎本保証書の再発行はいたしません。
◎本保証書は日本国内でのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
保証規定
保証期間内に生じました故障は無償で修理いたします。
但し、下記事項に該当する場合は対象から除外させていただきます。
1．取扱説明書と異なる不適切な取扱い、または使用方法が原因で発生した故障。
2．お買い上げ後の持ち運びや輸送の間に、落下させるなど異常な衝撃が加わって生じた故障。
3．弊社サービス担当者以外による改造、修理が原因で生じた故障。
4．火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因で生じた故障。
5．傷など外観上の変化。
6．その他弊社の責任と見なされない故障。
7．電池など消耗品の交換、補充。
8．保証書のご提出がない場合。

7-16

92-1591E