27Lasers

TLB-6700 Velocity®ワイドチューナブルレーザー
New Focus
アプリケーション・テクニカルノート

Wide Tunable Laser• 非常に広範囲のモードホップフリーチューニング
• モータおよびPZTによる広域スキャンとファインチューニング
• ハイパワー• 空間出力モデル、ファイバー出力モデル

150 dBNew Focus

VCSEL

New Focusでは、弊社の全製品に誇りを持っています。特に、Velocity
ワイドチューナブルレーザーシリーズは、弊社の誇りです。Velocityでは、数ナノメートル〜数十ナノメートルの指定波長範囲全体にわたって、完全なモードホップフリーでのシングルモードチューニングを実現します。
Velocityレーザーは、DCモータによりワイドチューニング、PZTにより50 〜 100 GHzの範囲内で微調整が可能です。

チューナブル＆波長固定レーザー• 向上した安定性(線幅< 200 kHz)

-25-45765nm

780nm

795nm

周波数（Hz）

半導体レーザーガスレーザー-65

積分時間に応じた線幅-55.0-60.0-65.0-70.02台のVelocity TLB-6712レーザーによるヘテロダインビート信号 (50 ms積分時間)
デコンボリューション化FWHM < 200 kHz-75.0

LD・TECコントローラ
LDマウント及びバーンインシステム-50.0 dB

-80.0
-85.0
-90.0
7.28383E+97.30000E+97.32000E+97.34000E+97.35383E+9

瞬間線幅の意味
線幅に関して、時間依存のジッタ要素とは別に、時間に関係のない固有の線幅が、キャビティー設計で決まります。この線幅は、リアルタイムのスペクトルアナライザを使用し、非常に短時間(1ȝs未満)のヘテロダイン処理、または、スペクトルアナライザの分解能帯域幅をレーザー線幅と照合することで測定できます。分解能帯域幅がヘテロダイン信号より小さい場合、スペクトルアナライザの信号強度は低くなります。

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

レーザーアクセサリー

周波数（Hz）

28Lasers

Velocityレーザーは、ニューポートのエンジニアによって、全面的に再設計されました。レーザーキャビティーは、今までと同じLittman／Metcalf設計ですが、ハウジングを重く、断熱を厚く、温度制御を強化し、弊社独自のマグネティックダンピング機構をVelocity 6700に導入しました。これにより、パワーを高出力にすることができ、線幅をさらに細くすることができます。

VCSEL

New Focus

チューナブル＆波長固定レーザー

New Focus
アプリケーション・テクニカルノート

Velocity®レーザーの再設計

チューニングアーム

DCモータ

SMAポート
磁石
ダイオード
ダイオード
ファイバー
カップリング

半導体レーザーガスレーザー

回折格子
外部ファイバーカップリング
光アイソレータをハウジングに取り付け光アイソレータをレーザーブロックに取り付け

重いベースより頑丈に• 落下試験および耐衝撃ハウジングによるシステムの強化。

• 内蔵された光アイソレータ、ファイバーカップリングにより、ファイバーのアライメントミスを排除。

0-20• ファイバーをメタルジャケットに封入。

6700

6300
-40

ハイパワー
システムを再設計することで、さまざまな種類のハイパワーダイオードを組み込むことができ、お客様の実験により多くのパワーが供給できるようになりました。

RIN, dB

LD・TECコントローラ
LDマウント及びバーンインシステム• 断熱を厚くすることによる熱および機械的除振性能の向上。

-60-80-100

レーザーアクセサリー• 温度制御の強化による波長ドリフトおよびパワー変動の低減。
• マグネティックダンピングは、チューニングアームを安定させ、振動ノイズを減少させます。

周波数(Hz)
Velocity 6700およびVelocity 6300用RIN試験データ• 新しいコントローラは、電流を増加させ、ノイズを低減することで、レーザー線幅を狭くします。

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

400

350

300

250200150

100-14050

ノイズ低減

0-120

Lasers29

Velocity® 仕様
ファイバー出力
N/A
2.5 mW @ 638 nm
10 mW @ 737 nm
25 mW @ 780 nm
10 mW @ 795 nm
15 mW @ 850 nm
5 mW @ 890 nm
15 mW @ 980 nm
20 mW @ 1,064 nm
14 mW @ 1,080 nm
10 mW @ 1,110 nm
15 mW @ 1,300 nm
22.5 mW @ 1,450 nm
10 mW @ 1,480 nm
15 mW @ 1,550 nm
15 mW @ 1,600 nm
N/A
N/A
N/A

最大チューニング
スピード5 nm/s
5 nm/s
8 nm/s
8 nm/s
8 nm/s
10 nm/s
10 nm/s
10 nm/s
10 nm/s
10 nm/s
10 nm/s
15 nm/s
15 nm/s
15 nm/s
20 nm/s
20 nm/s
20 nm/s
20 nm/s
20 nm/s* Constant current mode only

Value
線幅
波長安定性
パワー安定性
ワイドチューニング分解能
ファインチューニング分解能3周波数変調バンド幅
電流変調バンド幅

半導体レーザーガスレーザー

縦モード
横モード
ビームポインティング安定性
ビームサイズ (typ)ビーム楕円率 (typ)偏光5出力6インターフェース
電源
動作温度範囲
保存温度範囲湿度<200 kHz (50 ms 積算時間)< 2.5 kHz (5 μs)
2 pm (1時間±2°C)<1% (1時間 ±2°C)
10 pm
PZTフルチューニングレンジの0.01%>100 Hz (100%振幅)
2 kHz (20%振幅)
DC-1 MHz (コントローラ経由)
50 kHz-100 MHz (ダイオード直接)4単一モード
TEM00<50 μrad (±2°C)
1–2 mm1:1–2:1
垂直
フリースペース、オプティカルアイソレーター、ファイバー・カップリング
コントローラフロントパネル、USB
100–240 VAC (50-60 Hz)、電力消費<170 W
15–30 °C
0–50 °C
非結露New Focus

空間出力4 mW @ 411 nm
8 mW @ 638 nm
20 mW @ 737 nm
50 mW @ 780 nm
20 mW @ 795 nm
50 mW @ 850 nm
15 mW @ 890 nm
40 mW @ 980 nm
60 mW @1,064 nm
40 mW @ 1,080 nm
30 mW @ 1,110 nm
30 mW @ 1,300 nm
45 mW @ 1,450 nm
20 mW @ 1,480 nm
30 mW @ 1,550 nm
30 mW @ 1,600 nm
10 mW @ 1,780 nm
2 mW @ 2,030 nm
4 mW @ 2,400 nm

VCSEL

モードホップフリー
ファインチューニングレンジ>120 GHz(65 pm)>80 GHz(110 pm)>80 GHz(140 pm)>80 GHz(150 pm)>80 GHz(150 pm)>60 GHz(150 pm)>50 GHz(160 pm)>50 GHz(180 pm)>50 GHz(200 pm)>50 GHz(200 pm)>50 GHz(280 pm)>50 GHz(290 pm)>30 GHz(200 pm)>30 GHz(210 pm)>30 GHz(240 pm)>30 GHz(260 pm)>20 GHz(260 pm)>20 GHz(260 pm)>20 GHz(360 pm)

チューナブル＆波長固定レーザー

モードホップフリー
ワイドチューニングレンジ2
407–412 nm
635–638 nm
730–739 nm
765–781 nm
792–810 nm
830–853 nm
890–940 nm
940–985 nm
1,030–1,070 nm
1,045–1,085 nm
1,070–1,130 nm
1,270–1,330 nm
1,390–1,470 nm
1,420–1,500 nm
1,520–1,570 nm
1,550–1,630 nm
1,700–1,800 nm
1,975–2,075 nm
2,350–2,450 nm

New Focus
アプリケーション・テクニカルノートモデル
TLB-6702
TLB-6704
TLB-6711
TLB-6712
TLB-6713
TLB-6716
TLB-6718
TLB-6719
TLB-6721
TLB-6722
TLB-6723
TLB-6724
TLB-6725
TLB-6726
TLB-6728
TLB-6730
TLB-6732
TLB-6736*
TLB-6740*

1.
3.

TLB-6700チューナブルレーザーコントローラ• 高電流-200 mA• < 250 nA RMA(電流200 mA)• Velocityレーザーヘッドの波長モニタリング• 完璧なチューニング制御 – 繰返しスキャンの波長範囲の設定• USBインタフェース

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください

レーザーアクセサリー

6700チューナブルレーザーコントローラは、お客様の直接の声に応え設計いたしました。電流量を増加させることにより、レーザーからのパワーを高くすることができ、しかもノイズをさらに減少させることで、よりシャープな線幅が実現し、良好な実験結果が実現しました。6700
コントローラにより、Velocityレーザーの電流、温度、波長をモニタリングします。各ヘッドの設定は、出荷時に最適化しています。6700コン
トローラは、レーザーの最適な設定値を読み込み、電流および走査範囲を自動的に制限し、レーザーダイオードのキャビティーを保護します。
操作は簡単です。前面パネルまたはUSB GUIどちらかを使用し、ダイアルアップ接続し、ご要望の波長およびパワーを設定します。最小および最大の波長ポイントを入力し、これらのポイント間を往復走査するようVelocityを設定することも可能です。

LD・TECコントローラ
LDマウント及びバーンインシステム

当社の継続的な製品改良プログラムにより、仕様は予告なく変更されることがあります。
電動ワイドチューニング及びPZTファインチューニング。利用できる波長と一般的なチューニング曲線についてはお問い合わせください。
コントローラフロントパネルまたはコマンドインターフェース経由によるPZT解像度は10 mV (PZTフルチューニングレンジの0.01%) です。外部電源電圧を使ってExternal FrequencyModulation (外部周波数変調) 入力を通じてPZTをチューニングする場合は、外部電源電圧によって解像度が変わります。
4.
レーザーヘッドのSMAポートを通じたダイオードに直接の電流変調です。
5.
フリースペース (アイソレータ装備・非装備) 出力はレーザーヘッドベースに対して垂直方向に直線偏波されています。
6.
オプティカルアイソレーターオプションには、約75%のパワー透過能力を持つフリースペース出力用一体型35 dB光学アイソレータが含まれます。ファイバー・カップリングオプショ
ンには、アイソレータに加え、レーザー出力用FC/APCコネクタを備えたPANDAタイプPMファイバーが含まれます。ワイドタイプアライメントキーはPMファイバーのスローアクシスに対してアライメントされています。ご要望に応じて、デュアルステージアイソレーターや、他のファイバー・タイプ及びコネクタ、TLB-6732向けの光学アイソレーターオプションも利用できます。ファイバー・カップリングオプションは、TLB-6732、TLB-6736、及びTLB-6740には利用できません。TLB-6702については外部のファイバー・カップリングキットも利用できます。
2.

30

LasersTLB-6700チューナブルレーザーパフォーマンスデータ
TLB-6700 Tunable Laser Performance Data

ルートアランバリアンス、kHzVCSELNew Focus

半導体レーザーガスレーザー

チューナブル＆波長固定レーザー

New Focusアプリケーション・テクニカルノート

Technical Note104

代表的チューニングカーブ103

これらのグラフは、New Focus™ TLB-6700シリーズのチューニングカーブ例です。TLB-6700のダイオードとレーザーキャビティーは、ファインチューニングタイプのTLB-6800で使用されているものと同じですので、TLB-6800シリーズの同じ波長帯における出力パワーの参考にもご利用ください。
5102

4101
10–710–6

10–5

10–4

10–3

10–2

10–1

100

101

積分時間、s

積算時間関数による線幅の考察
ヘテロダイン線幅のようなルートアランバリアンスは、オシレータの周波数安定性を数値化したものです。これは一定時間間隔におけるレーザースペクトルとして解釈でき、長期にわたるレーザー周波数のバリアンスを正確に表します。New Focusのレーザー 2台のルートアランバリアンスを測定すると、線幅は短い積分時間で最も狭くなり( 〜 50 kHz)、積分時間と共に増加することがわかります。短時間での線幅の変動は主に電気的変動が、長時間ではゆっくりとした温度変動が原因となります。中程度の時間で起こるスパイク波形は、音響的に活性化されたレーザーキャビティーの機械的共鳴によるものです。曲線は、フリッカ及びランダムウォークの周波数ノイズを含むモデルをもとにカーブフィットしております。

3210408409

410411412413

TLB-6702

9.9

9.8

9.7

LD・TECコントローラ
LDマウント及びバーンインシステム*F.L. Walls, and D.W. Allan,“ Measurements of Frequency Stability,” Proc. IEEE 74, No. 1 (1986).
780 nm付近のVortex™及びVelocity™レーザーによるリアルタイムなヘテロダイン分光測定例。3 dBポイントは150 kHzの固有幅上にあります。

9.6

9.5
TLB-67049.4635

瞬間線幅の意味

635.75636.563.725

638

TLB-6704

線幅における時間に依存しないジッタのほか、時間に関わらない固有線幅をさし、キャビティーの設計により決定されます。非常に短時間(＜1ȝs)のヘテロダインで測定できます。この際、リアルタイムまたはレーザー線幅に適合する分解能バンド幅をもつスペクトラムアナライザが必要です。スペアナの分解能バンド幅がヘテロダインシグナルより小さいときは、シグナル強度が減少します。

7060504030

レーザーアクセサリー

2010TLB-6704

0765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781

TLB-6712

定価は弊社ホームページ(www.newport-japan.jp)にてご確認ください