環境アレルゲン測定用ELISAキットガイド

環境アレルゲンを高感度に検出・定量できます

製品ラインナップ
本製品はELISAの手法に基づき、検体中のアレルゲンの濃度を測定するキットです。

ダニダニアレルゲン測定キット－

Der p 1 （ヤケヒョウヒダニ フン由来）－

Der f 1 （コナヒョウヒダニ フン由来）－

Der 2 （ヤケヒョウヒダニコナヒョウヒダニ 虫体由来）

花粉
スギ花粉抗原測定キット
ヒノキ花粉抗原測定キット－

Cry j 1 （スギ花粉壁 表層由来）－

Cry j 2 （スギ花粉細胞質 デンプン由来）－

Cha o 1（ヒノキ花粉由来）－

Fel d 1 （ネコ皮膚由来）

ネコ
ネコアレルゲン測定キット

製品概要

ニチニチ製薬株式会社 ― 会社紹介

ニチニチ製薬株式会社は、「健康で生き甲斐のある、素晴らしい人生を送ることに貢献する」
を企業理念とし、乳酸菌や免疫分野など、健康に関わる研究、開発を行っています。
事業内容︓乳酸菌・有用微生物の研究開発および健康食品の製造、医薬品の販売
アレルゲン測定の受託、キット販売
所在地︓〒518-1417 三重県伊賀市富永 239-1

本製品の特長【高感度】
サンドイッチELISAの原理に基づき、ごく微量のアレルゲンを定量できます。

【高い特異性】
室内塵などの夾雑物を多く含む検体からでも、目的のアレルゲンを定量できます。

【高い再現性】
C.V. 値 5 ％以下の高い再現性を実現しています。

【簡便】
必要な試薬は全てキットに同梱されています。（測定には別途マイクロプレートリーダー等の機器が必要となります）【分割使用可能】
8 連のセパレートプレートを採用しており、数回に分けてご使用いただけます。

本キットは安枝 浩先生監修のもと、開発・製造されています。

１

測定原理（サンドイッチELISA）
ELISAとは、抗原・抗体反応により検体に含まれる抗原または抗体を定量する手法です。本キットでは特異性、検出感度に優れたサンドイッチELISAにより、一次抗体をコーティングしたプレートに検体、二次抗体（ビオチン化抗体）、酵素溶液（HRP標識ストレプトアビジン）、基質を加えることで、アレルゲンの量を吸光度として測定することができます。また、ストレプトアビジン・ビオチンの増感反応を利用することで、アレルゲンの量が少ない検体においても、鮮明な発色が観測できます。
一次抗体

二次抗体（ビオチン化抗体）

アレルゲン

プレートには一次抗体が検体中のアレルゲンを一次抗体が二次抗体が一次抗体と異なるコーティングされています

捕捉します。

エピトープを認識・結合し、アレルゲンのサンドイッチが構成されます。

(ブロッキング済)。

試験例 (450 nmで測定)
酵素溶液（HRP標識ストレプトアビジン）

ビオチンとストレプトアビジンが結合します。

基質(TMB)

検量線ウェル

HRPと基質が反応します。基質はサンプル供試ウェル（発色条件により吸光度は変動します。）

反応停止液添加後、黄色に発色します。

キット内容及び操作フローチャート例
品名

数量

A. 抗体コーティングプレート

1枚

B. 希釈液1本

C. 20倍濃縮洗浄液

1本

D. 反応停止液

1本

E. 基質液A（TMB）

1本

F. 基質液B（H 2O 2）

1本

G. 二次抗体

1本

H. 酵素溶液

1本

I. 標準液試薬（液体 or 凍乾品）

1本

J. 内部標準（一部キットのみ）

1本
保存条件：4 ℃

抗体コーティングプレートにプレートへの添加

標準液、内部標準および検体の添加
二次抗体の添加２時間（37℃）後、洗浄酵素溶液を添加
1時間（37℃）後、洗浄洗浄基質液A＋Bの添加
5分（37℃）
反応停止液の添加

吸光度測定
micro plate reader

吸光度測定（450 nm）

２

ダニダニアレルゲン測定用ELISAキット Der p 1 Der f 1
ヤケヒョウヒダニ（Dermatophagoides pteronyssinus）とコナヒョウヒダニ（Dermatophagoides farinae）の主要アレルゲンである、Der p 1, Der f 1の、それぞれの濃度を測定するキットです。

アレルギーの原因として重要なダニはチリダニ科のヤケヒョウヒダニとコナヒョウヒダニの2種類です。
本キットが測定するDer p 1とDer f 1は、室内塵中の量が喘息発作などのアレルギー症状と相関することが知られており、国際的に臨床的な指標として採用されています。

Absorbance (450nm)

標準曲線例（Der p 1）

精度

1

測定内再現性

C.V. ≦ ５ ％

測定間再現性

C.V. ≦ ５ ％キット同梱の標準液を測定したデータ

交差反応性

0.1

Der p 1とDer f 1の間に交差反応性は認められません。
110

文献情報

Der p 1 (ng/mL)

医療と検査機器・試薬

第30巻2号（2007年）

製品一覧
製品番号

製品名

49500-10

ダニアレルゲン(Der p 1)測定キット

Der p 149500-11

ダニアレルゲン(Der f 1)測定キット

Der f 1

ダニアレルゲン測定用ELISAキット

測定対象

測定範囲

測定時間

希望価格(円)( ヤケヒョウヒダニフン由来 )0.5-32 ng/mL

3時間5分52,000(コナヒョウヒダニフン由来)

0.5-32 ng/mL

3時間5分

52,000

Der 2

ヤケヒョウヒダニ（Dermatophagoides pteronyssinus）とコナヒョウヒダニ（Dermatophagoides farinae）の主要アレルゲンである、Der 2 の濃度を測定するキットです。

アレルギーの原因として重要なダニはチリダニ科のヤケヒョウヒダニとコナヒョウヒダニの2種類です。
学校環境衛生基準においてこれらのダニは100匹/m2以下にすることが推奨されており、これは本キットが測定する
Der 2に換算すると10 µｇ/ｍ2以下に相当します。

Absorbance (450nm)

標準曲線例（Der 2）精度

1

測定内再現性

C.V. ≦ ５ ％

測定間再現性

C.V. ≦ ５ ％キット同梱の標準液を測定したデータ

0.1
0.1

1

Der 2 (ng/mL)

製品一覧
製品番号49500-183

製品名

測定対象

測定範囲

測定時間

希望価格(円)ダニアレルゲン(Der 2)測定キット(ヤケヒョウヒダニ、コナ
Der 2 ヒョウヒダニ虫体由来)

0.1-6.4 ng/mL

5時間15分

82,000花粉
スギ花粉抗原測定用ELISAキット

Cry j 1

Cry j 2スギ（Cryptomeria japonica）の主要花粉アレルゲンである、Cry j 1, Cry j 2 の濃度を測定するキットです。

スギ花粉のアレルゲンとして、スギ花粉表層のオービクルスに局在するCry j 1と、スギ花粉細胞質デンプン中に存在するCry j 2の2種類のタンパク質が同定されています。本キットは、感度と特異度に優れた抗体を採用しています。
特にCry j 1測定キットでは、一次抗体として2種類のモノクローナル抗体を使用することで、日本に特有なCry j 1のアイソフォームも定量することができます。

Absorbance (450nm)

標準曲線例(Cry j 1)

精度

1

測定内再現性

C.V. ≦ ５ ％

測定間再現性

C.V. ≦ ５ ％キット同梱の標準液を測定したデータ

交差反応性

0.1

Cry j 1とCry j 2の間に交差反応性は認められません。
1Cry j 1 (ng/mL)

10

文献情報
医療と検査機器・試薬

第29巻6号（2006年）

製品一覧
製品番号

製品名

測定対象

測定範囲

測定時間

希望価格(円)

49500-12スギ花粉抗原(Cry j 1)測定キット Cry j 1 (スギ花粉表層由来)

0.25-16 ng/mL

3時間10分

72,00049500-13スギ花粉抗原(Cry j 2)測定キット Cry j 2(スギ花粉細胞質デンプン粒由来)

2.5-160 ng/mL

3時間15分

72,000新製品

ヒノキ花粉抗原測定用ELISAキット Cha o 1
ヒノキ（Chamaecyparis obtusa） の主要花粉アレルゲンである、Cha o 1の濃度を測定するキットです。

日本国内においてヒノキ花粉はスギ花粉と同様に重要なアレルゲンです。
ニチニチ製薬が製造するヒノキ花粉抗原(Cha o 1)測定キットは、ヒノキ花粉抗原を定量できる国内唯一の製品です。

標準曲線例（Cha o 1）

文献情報

Absorbance (450 nm)

医療と検査機器・試薬

第44巻2号（2021年4月）

ヒノキアレルゲンCha o 1測定
Enzyme-Linked Immunosorbent Assayの確立

1

交差反応性
スギ花粉抗原（Cry j 1）とは交差反応性は認められません。

0.1

1001000

Cha o 1 (ng/mL)

製品一覧
製品番号

製品名

測定対象

測定範囲

測定時間

希望価格(円)

49500-19

ヒノキ花粉抗原(Cha o 1)測定キット

Cha o 125-1600 ng/mL

5時間20分

72,0004

ネコ
ネコアレルゲン測定用ELISAキット

Fel d 1

ネコ（Felis domesticus）皮膚由来の主要アレルゲンである、Fel d 1の濃度を測定するキットです。

ネコアレルゲン（Fel d 1）は非常に小さな粒子であり、長時間空気中を漂いやすく、容易に非飼育環境へ持ち込まれます。
本キットは0.1 ng/mLという超微量なFel d 1から定量することができます。

精度Absorbance (450nm)

標準曲線例(Fel d 1)1

測定内再現性

C.V. ≦ ５ ％

測定間再現性

C.V. ≦ ５ ％キット同梱の標準液を測定したデータ

文献情報
精度
0.1

アレルギー・免疫0.1

第21巻3号（2014年）

1

Fel d 1 (ng/mL)

製品一覧
製品番号

製品名49500-14

測定対象

ネコアレルゲン(Fel d 1)測定キット Fel d 1 (ネコ皮膚由来)

測定範囲

測定時間

希望価格(円)

0.1-6.4 ng/mL

3時間20分

72,000受託測定
ニチニチ製薬株式会社では、アレルゲン測定キットを用いたアレルゲンの受託測定サービスを行っております。
室内塵に含まれるアレルゲン量の定量や、抗アレルゲン加工製品のアレルゲン低減効果の確認といった様々な試験に対応しております。受託測定の流れや測定項目の詳細については、ニチニチ製薬株式会社までお問い合わせください。

受託測定の詳細はこちらまで︕
QR コードを読み取るとニチニチ製薬㈱のホームページに直接アクセスできます5

スマートフォンから閲覧可能

関連製品
集塵袋 － 室内塵の収集にお使いいただけます。

集塵袋を用いた検体の収集・前処理例
カーペット

▲

▲

寝具

集塵袋の準備

一定面積の塵を回収

掃除機に取り付けシートなど▲
国際的に室内の環境汚染レベルは細塵（ﬁne dust）

遠心分離後、中のDer p 1及びDer f 1量で評価されます。

上澄みを回収ELISAは、Der p 1及びDer f 1を測定するための→測定へ標準的な測定法です。

希釈液により抽出（室温、30 min）
製品番号

製品名

容量

希望価格(円)

49500-15

ゴミ取り袋（SES）

50 枚

6,800

希釈液 － 検体の希釈にお使いいただけます。
製品番号

製品名

対象キット

容量希望価格(円)49500-16

ダニアレルゲンキット用希釈液

Der p 1, Der f 1, Der 2, Fel d 1

100 mL

4,00049500-17

スギ花粉抗原測定用希釈液

Cry j 1, Cry j 2

100 mL

4,000

容量希望価格(円)100 mL

4,000

新製品
製品番号

製品名49500-20

ダニアレルゲンキット用希釈液（ﬂour）

対象キット
Der p 1, Der f 1, Der 2

ダニアレルゲンキット用希釈液（ﬂour）は、従来の希釈液では抽出が困難であった小麦粉中に含まれるダニアレルゲン（Der p 1, Der f 1, Der 2）を効率よく抽出するための希釈液です。ELISAキットと併せてご使用ください。

アレルゲン抽出液－ 各種測定の添加回収試験にお使いいただけます。

ニチニチ製薬株式会社のアレルゲン測定キットで主要アレルゲン量を値付けした抽出物をご用意しております。
製品仕様が確定次第、詳細を別途ご案内させていただきますが、詳細及び御見積等についてご説明をご希望の際は弊社営業担当までご連絡ください。

6

製品ラインナップまとめ
製品番号製品名

測定対象・用途

容量

希望価格(円)

49500-10

ダニアレルゲン(Der p 1)測定キット

Der p 1 (ヤケヒョウヒダニフン由来

1キット(96 ウェル)52,00049500-11

ダニアレルゲン(Der f 1)測定キット

Der f 1

( コナヒョウヒダニフン由来
測定範囲︓0.5 - 32 ng /mL)

1キット(96 ウェル)52,00049500-18

ダニアレルゲン(Der 2)測定キット

Der 2(ヤケヒョウヒダニ、コナヒョウヒダニ虫体由来
測地範囲︓0.1 - 6.4 ng/mL)

1キット(96 ウェル)82,00049500-12スギ花粉抗原(Cry j 1)測定キット

Cry j 1

(スギ花粉表層由来
測定範囲 ︓ 0.25 - 16 ng/mL)

1キット(96 ウェル)72,00049500-13スギ花粉抗原(Cry j 2)測定キット

Cry j 2

(スギ花粉細胞質 デンプン粒由来
測定範囲 ︓ 2.5 - 160 ng/mL )1キット(96 ウェル)72,00049500-19

ヒノキ花粉抗原(Cha o 1)測定キット

Cha o 1

(ヒノキ花粉抗原
測定範囲 ︓ 25 - 1600 ng/mL )1 キット(96 ウェル)72,00049500-14

ネコアレルゲン(Fel d 1)測定キット

Fel d 1(ネコ皮膚由来
測定範囲 ︓0.1 - 6.4 ng/mL)

1キット(96 ウェル)72,00049500-15

ゴミ取り袋（SES）

検体集塵用

50 枚

6,800

49500-16

ダニアレルゲンキット用希釈液

ダニアレルゲン検体希釈用(ネコアレルゲンにもお使いいただけます)

100 mL

4,000

49500-17

スギ花粉抗原測定用希釈液

スギ花粉抗原希釈用

100 mL

4,000

49500-20

ダニアレルゲンキット用希釈液（ﬂour） 小麦粉中のダニアレルゲン検体希釈用

100 mL4,000

測定範囲︓0.5 - 32 ng/mL)

その他最新価格、関連商品情報につきましては、弊社商品情報検索サイト Cica-web にてご検索ください。
・ 商品情報の検索
・ 在庫状況の確認
・ SDS、試験成績書のダウンロードなどが可能です

スマートフォンから観覧可能
弊社ホームページからもアクセスできます

BEd-05(202106)