電源品質アナライザ

KEW 6315

スタートナビ で簡単・確実に記録
電源品質・電力量をこれ１台で同時に管理●

電力・電源品質を同時記録●

すぐに使えるサポート機能●

電力/高調波／波形／電源品質をすべてのチャンネ（ch）（電圧3ch、電流4ｃｈ）
で同時に記録●スタートナビ、 結線チェック、 センサ自動検出により簡単・確実な記録をサポートします。

●

より精度の高い測定を実現

有効電力確度 ：±0.3％rdg
電圧/電流確度 ：±0.2％rdg
電源品質測定の国際規格IEC 61000-4-30 Class S に適合●

IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V,
CAT Ⅲ 600V, CAT Ⅱ 1000V

PC、 Android™端末でモニタリング

Bluetooth®無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。データはSDカードへ保存

多彩なセンサオプション

各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、1000mAレンジから3000Aレンジまで対応●

現場で電力使用状況を確認

トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認できます。 表示部は鮮明で視認性にすぐれた
3.5型カラーTFT液晶画面を採用● 製品の詳しい仕様・価格等はこちらからご確認いただけます簡単操作で電力・電源品質すべてを同時記録
スタートナビガイド開始

接キータッチでナビ開始。
簡単・確実に記録開始 START/STOP
画面表示に沿って結線・設定するだけ。

続結線チェック

インターバル選択

記録時間セット

記録開始

電力管理
瞬時値

一覧表示

拡大表示（8分割）

拡大表示（4分割）● 電流/電圧/電力等の瞬時値の平均値/最大値/最小値を一つの画面で確認可能。
● 必要な値だけ選択して表示させる拡大表示、測定値の変動を示すトレンドグラフにより電力使用状況が現場で瞬時にわかります。
トレンドグラフ

積算値● 有効/皮相/無効電力量、経過時間を一覧表示。

デマンド

測定値一覧

時間内推移図電源品質

デマンド推移図● 目標値に対する現在の使用電力量と予測値の割合を示す時間内推移図、最大デマンド
値と発生時刻の記録機能によりデマンド監視をサポートします。

ベクトル表示と結線確認

イベント
機器の異常動作や破損を引き起こす要因となる、電圧ス
ウェル/ディップ/瞬停/トラン
ジェント、インラッシュカレン
トを同時に測定、ワンタッチで各項目を抽出して表示可能● 電圧スウェル電力ラインの開閉器の電源投入時に突入電流が発生し、瞬時的に電圧が上昇します。

ベクトル表示結線チェック

理想的なベクトル図● 各Cｈの電圧と電流に対応したベクトル図、不平衡率を表示● 結線確認機能により判定結果と結線設定に準じた理想的なベクトル図を表示（画面左下）。どの結線が誤っているか判別できます。

POWER QUALITY ANALYZER

KEW 6315

設定・解析用PCソフト付属

無線通信● 記録データからグラフとリストを1クリックで自動作成● 複数台数の設定データ、記録データを一元管理● 省エネ法に準じた原油、CO2換算値をレポート形式で出力【推奨動作環境】Ⓡ● OS：Windows 11/10/8.1● 画面表示：XGA（1024×768）以上を推奨● ハードディスク：空き容量1GByte以上● その他： CD-ROMドライブ、USBポート搭載.NET Framework（3.5以上）※Windows®は米国マイクロソフト社の商標または登録商標です。

● Bluetooth®による無線通信で、測定値をAndroid™ 端
末やPCにリアルタ
イムで表示可能for POWER QUALITYANALYZER

KEW 6315

Copyright
KYORITSU ELECTRICAL
INSTRUMENTS WORKS, LTD.
2013

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD. Japan

www.kew-ltd.co.jp

波形● 各Chの電圧と電流に対応した波形を表示● 電 圧/電 流 軸、 時 間 軸 の倍率を切替え可能、フルスケール機能により最適な倍率に調整できます。

※Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標または登録商標です。
Android™はGoogle Inc.の商標または登録商標です。

USB端子
デジタル出力機能

高調波解析● イベント発生時に信号出力

2chアナログ入力端子

進相コンデンサおよびリアクトルの焼損、トランスのうなり、ブレーカの誤作動等の原因となる高調波電流の解析が可能● 温度計などのアナログ信号（DC電圧）を電力データと同時測定可能

SDカードインターフェース● 2GBのSDカードが付属

SDカード使用時の保存可能な時間の目安

グラフ表示

リスト表示

インターバル

1秒
1分
30 分● 各Chの「 電圧・電流・電力」に重畳した50次までの高調波成分をグラフ表示、15次毎の拡大表示も可能。
● 各次の高調波含有率、実効値、位相角をリスト表示● 電圧ディップ
モーター負荷等の起動時に突入電流が発生し、電圧降下を発生させます。

● 電圧瞬停
落雷等により電力供給が一瞬停止状態になります。

記録項目
電力関連
＋高調波
13日
3日
1年以上
3ヶ月

10年以上

7年以上

上記には電源品質のイベントデータを含んでおりません。イベントの記録を設定していた場合にはその発生量によって記録可能な時間が減少します。

フリッカ

IEC 61000-4-15に準じたフリッカ測定に対応
フリッカとはアーク炉・スポット溶接機・クレーン・掘削機のような変動負荷により電圧値の周期的な変動が発生し、照明・パソコンモニタの不快なちらつきを引き起こす現象のことです。

● トランジェント・オーバー電圧（インパルス）
ブレーカ、マグネット、リレーの接点不良等により、電圧印加の瞬間から極めて短時間で電圧の最高値（ピーク値）まで達します。
● インラッシュカレント
モーター、白熱灯、大容量の平滑コンデンサを持つ機器等の起動時に、一時的に流れる大電流（ サージ電流）です。

測定データ表示

Plt値のトレンドグラフ● Pst（1min）値をトレンドグラフ表示

別売オプション
負荷電流検出型クランプセンサ

MODEL 8128

MODEL 8127

負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ

MODEL 8126

MODEL 8125

MODEL 8124

KEW 8135
MAX50A

MAX50A

φ24MAX

100A

φ24MAX200A

MAX

φ40500A

KEW 8130

MAXφ401000A φ68

MAX

1000A

リーク電流〜負荷電流検出型クランプセンサ

電源供給アダプタ

マグネット付携帯ケース

KEW 8146

MODEL 8312

MODEL 9132

KEW 8147

KEW 8148

φ75φ110KEW 8133
MAX3000A

MAX30Aφ24MAX

70A

φ40MAX100A

φ170φ68

お得なクランプセンサ付セットモデルをご用意しています。

KEW 8133、KEW 8135 をご使用いただくには、KEW 6315のファームウェアのバージョンがKEW 8133はV1.50以降、KEW 8135はV3.00以降である必要があります。
ご使用いただく際には、製品のファームウェアのバージョンをご確認ください。
なお、最新のファームウェアは、弊社ホームページよりダウンロードすることができます。

KEW 6315-01
KEW 6315-02

KEW 8133を3台接続した※8146/8147/8148は6315との組み合わせでは10Aが上限となります

セットモデル
6315 + 8125（500A）
×36315 + 8125（500A）
×2

場合のイメージ

photo : KEW6315-01● KEW 6315 仕様
測定ライン
測定演算項目その他の機能電圧（RMS）

単相2線（最大4系統）、単相3線、三相3線、三相4線
電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、力率、中性線電流、デマンド、高調波、電源
品質（スウェル／ディップ／瞬停、トランジェントオーバー電圧、インラッシュ
カレント、不平衡率、IECフリッカ）
デジタル出力端子機能、アナログDCV入力機能

レンジ
確度

600.0/1000V（正弦波40～70Hz）
600.0Vレンジ：
公称電圧100V以上の電線路を対象として、公称電圧の10％～150％の入力では、公称電圧の±0.5%が誤差範囲
その他、公称電圧100V未満の電線路または、公称電圧の10％未満、150％を超える入力では、±0.2%rdg±0.2%f.s.
1000Vレンジ：±0.2%rdg±0.2%f.s.（正弦波40～70Hz）※1
有効入力範囲各レンジの1～120%（rms）及び各レンジの200%（peak）（0.15%未満は0表示）
表示範囲
各レンジの0.15～130%
クレストファクタ
3以下
電圧トランジェントサ 24μs
ンプリング速度

電流（RMS）
レンジ確度
有効入力範囲表示範囲
クレストファクタ
有効電力
確度
力率の影響

（50Aタイプ） ：5000mA/50.00A/AUTO
8128/8135（100Aタイプ） ：10.00/100.0A/AUTO
8127（200Aタイプ） ：20.00/200.0A/AUTO
8126（500Aタイプ） ：50.00/500.0A/AUTO
8125（1000Aタイプ） ：100.0/1000A/AUTO
8124/8130
8146/8147/8148 （10Aタイプ） ：1000mA/10.00A/AUTO（3000Aタイプ） ：300.0/3000A/AUTO
8133±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度（正弦波、40～70Hz）
各レンジの1～110%（rms）及び各レンジの200%（peak）（0.15%未満は0表示）
各レンジの0.15～130%
3以下

周波数範囲
電源
使用電池
内部メモリ容量
メモリカードパソコン通信表示
LCD表示更新
確度保証温湿度範囲
使用温湿度範囲
保存温湿度範囲
適合規格

外形寸法／質量
本体付属品

別売オプション

±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度（力率1、正弦波、40～70Hz）±1.0%rdg（40～70Hz、力率1に対する力率0.5の指示値）

40～70Hz
AC100～240V/50～60Hz/7VA max
単3形（アルカリ or Ni-MH）×6（アルカリ乾電池使用時、バックライトOFF 約3時間）
フラッシュメモリ（4MB）
SDカード（2GB）
USB Ver2.0／Bluetooth® Ver5.0
3.5型カラーTFT液晶 （320×240ピクセル）
1秒
23±5℃，相対湿度：85%以下（結露の無きこと）
0～45℃，相対湿度：85%以下（結露の無きこと）-20～60℃，相対湿度：85%以下（結露の無きこと）
IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V, CAT Ⅲ 600V, CAT Ⅱ 1000V 汚染度 2
IEC 61010-2-030、IEC 61326
IEC 61000-4-30 Class S、IEC 61000-4-15、IEC 61000-4-7
175（L）× 120（W）× 68（D）mm/約900g（電池含む）
7255（電圧用測定コード）
7219（USBケーブル）
7169（電源コード）
9125（キャリングバッグ）
8326-02（SDカード2GB）
クイックマニュアル、単3形アルカリ乾電池×6
入力端子プレート×6
KEW Windows for KEW6315（PCソフトウェア）
8124、8125、8126、8127、8128（負荷電流クランプセンサ）、8130、8133、8135（負荷電流フレキシブルクランプセンサ）、8146、8147、8148（リーク電流～負荷電流クランプセンサ）、8312（電源供給アダプタ）、9132（マグネット付携帯ケース）※1 有効入力範囲とは、確度保証範囲のことです

安全にお使いいただくために ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
■お問い合わせ、ご用命は下記へ製品のご使用などに関するお問い合わせ

お客様相談室0120‒62‒1172（9:00〜12:00、13:00〜17:00 土・日・祝日を除く）●このリーフレットは2023年3月現在のものです。記載内容は断りなく変更する場合があります。 KEW 6315-4J Mar. 23 AD