MEDIDOR DE AISLAMIENO 3125

PROBADOR DE LA RESISTENCIA DELAISLAMIENTO PARA ALTO VOLTAJE

MODELO 3125
1. - PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Este instrumento esta designado, manufacturado y probado deacuerdo con
IEC-61010: Requerimientos de seguridad para aparatos
Electrónicos de Medición y entregado en las mejores condiciones
después de realizada la inspección. Este manual de instrucciones
contiene advertencias y procedimientos de salvaguarda los cuales
tienen que serobservados, para operarcon seguridad el
instrumento y reafirmar estas condiciones de seguridad.
Estas instrucciones de operación tienen que ser leídas con
prioridad, para el uso del instrumento.

PELIGRO•

Nunca realice mediciones en circuitos donde el potencial eléctrico atierra exceda de 600 V CA/CD.

•

No realice mediciones en presencia de gases flamables. El uso delinstrumento puede causar una chispa que puede originar alguna
explosión.

•

Para evitar choques eléctricos al tocar el equipo bajo prueba o sus
alrededores, asegúrese de usar el área protectora aislada.

•

Nunca utilice el instrumento si la superficie o su mano esta mojada.

•

Tenga cuidado de no hacer un corto-circuito con partes de metal ylas puntas de prueba cuando mida voltaje. Puede ocasionar daño alusuario.

•

No exceda la entrada máxima permitida de ningún rango de
medición.

•No presione el botón de prueba con las puntas de prueba conectadas
al instrumento.

•

Nunca abra la compuerta de la batería durante una medición.

•

No toque el circuito de prueba cuando este realizando la prueba deresistencia de aislamiento o después de la medición. Puede recibir
usted una descarga eléctrica por el voltaje de prueba.

ADVERTENCIA•

Nunca realice mediciones en condiciones anormales tales comopolvo, grasa o la carcasa quebrada y partes expuestas del metal.

•

No mueva el selector del rango con
conectadas al equipo bajo prueba.

•

No instale partes substitutas o realice una modificación al
instrumento. Regrese el instrumento con su distribuidor para
reparar o re-calibrar.

•

No intente sustituir las baterías si la superficie del instrumento esta
mojada.

•Este seguro de insertar firmemente el enchufe de la terminal alusar las puntas de prueba.

•

Apague el instrumento cuando el compartimiento de las baterías
vaya a ser abierto o cuando se vayan a reemplazar las baterías.
Cuando el instrumento no vaya a ser usado por un período largo,póngalo en el almacenaje después de quitar las baterías.

PRECAUCIONES
•
•
•
•
•

Lea todo y comprenda las instrucciones contenidas eneste manual antes de usar el instrumento.
Guarde el manual y téngalo a la mano para permitirreferencias rápidas antes de usar el instrumento.
Este seguro de usar el instrumento solo en
aplicaciones mencionadas.
El instrumento, es solo para uso en las aplicaciones
mencionadas.
Comprenda y aplique todas las instrucciones deseguridad contenidas en este manual. Esto es esencialpara que se familiarice a las instrucciones antes
dichas. Al no seguir las instrucciones mencionadas,
puede ocasionar una falla, causando daño al equipo ylesiones en el usuario.

indicado en el instrumento significa que el usuario
El símbolodebe referirse a las partes relacionadas en el manual para laoperación segura del instrumento.
Es esencial leer las
instrucciones donde quiera que el símbolo demanual.

PRECAUCIÓN
•Presione el botón de función y seleccione la deseada antes derealizar cualquier medición.

•

Este seguro de colocar el selector de rango en la posición de“OFF” después de usar y quitar las puntas de prueba.

•

No exponga el instrumento al sol directo, a las altas temperaturas,
humedad o al rocío.

•

Después de usar el instrumento siempre apáguelo. Cuando el
instrumento no vaya a ser usado por un período largo, póngalo en el
almacenaje después de quitar las baterías.

•

Utilice un paño sumergido en agua o detergente neutro para limpiar
el instrumento. No utilice solventes ó abrasivos.

•

Cuando el instrumento esta mojado o húmedo, por favor no lo use
hasta que se seque.

aparezca en el

PELIGRO: Es reservado para las condiciones y acciones enlas que hay posibilidad de causar serias o fatales lesiones.
ADVERTENCIA: Es reservado para las condiciones yacciones en las que puede causar serias o fatales lesiones.
PRECAUCION: Es reservada para condiciones y acciones enlas que se puede causar daño al instrumentolas puntas de prueba

FECHA 20/06/06

PAGINA N.1

MEDIDOR DE AISLAMIENO 3125
SÍMBOLOS
VoltajenominalPeligro de posible shock eléctrico.

Rangos deMedición.

Instrumento con doble aislamiento

Voltaje deCircuito
abiertoCorriente
nominal.

DC
AC
Terminal de tierra

Diseñado para los siguientes estándares de seguridad:
IEC 61010-1 (CAT.III 600V grado de contaminación 2)
IEC 61010-031 (Requerimientos para las pruebas donde
se utilizan las manos).

•Con función de Auto descarga.
Cuando la resistencia de aislamiento se mide con carga
capacitada. Las cargas eléctricas almacenadas en
circuitos capacitivos se descargan automáticamente
después de la medición. La descarga se puede
comprobar con la señal grafica de voltaje en línea.

•La función de la pantalla iluminada facilita el trabajo enáreas poco iluminadas o de noche.

•

Barra gráfica de medición de resultados en el display.

•

Símbolos que indican
advertencia audible.

•

Con función de Auto apagado.
Para prevenir que el instrumento se quede encendido ypara conservar la vida útil de las de las baterías. El
instrumentoseapaga
automáticamenteenaproximadamente 10 min. después de la última
operación.

••

circuito

con

•

2500V

5000V

0.0
–
99.9MΩ
100999MΩ

0– 99.9MΩ
100999MΩ
1.0-1.99GΩ

500V CD+30%, -0%

1000V CD
+20%, -0%

0– 99.9MΩ
100999MΩ
1.0-9.99GΩ
10-99.9GΩ
2500V CD
+20%, -0%

0 – 99.9MΩ
100-999MΩ
1.0-9.99GΩ
10.0-99.9GΩ
100-1000GΩ
5000V CD
+20%, -0%

1mA o más
1.2mAomenos (encarga
de0.5MΩ)

1mA o más
1.2mAomenos (en
carga
de
1MΩ)

1mA o más
1.2mAomenos (encarga
de2.5MΩ)

1mA o más
1.2mA o menos(en carga de
5MΩ)corrientey

Con función de tiempo de medición.
Realiza automáticamente una medicion respecto a unperiodo de tiempo.
Función de medicion del Índice de Polarización.
El índice de polarización puede ser medido por la
función de medicion automática de la relación de laresistencia en dos puntos de tiempo.

Aplicación de los estándares.
IEC 61010-1
Mediciones CAT. III Grado decontaminación 2.
IEC 61010-031
Estándar para pruebas de mano.
IEC 61326-1
Estándar EMC.
IEC 60529
IP40
Rangos de medición y exactitud.
(Temperatura y Humedad: 23±5ºC, 45-75% RH)

100GΩ o más ±20%rdg.

« Prueba de Resistencia de Aislamiento »Monitoreo de voltaje para los rangos de resistencia de Aislamiento.
30 – 6000V (resolución 10V): ±10% rdg ± 20V.
Este monitoreo es usado para revisar si hay algunas cargas eléctricas enel equipo bajo prueba y si es así hay que descargarlo. Los valores demedición de Voltaje son mostrados en el LCD. Por favor anote el valor
indicado, Cuando existe voltaje CA externo en el instrumento, el valor
indicado no será correcto.
« Voltímetro »RangosMedición
Resolución
ExactituddeVoltaje CD±30 ~ ± 600 V

Voltaje CA
30~
V(50/60Hz)

600

1V±2% rdg ± 3 dgt• Sistema de Operación: Integración Dual.
•

Display: El display es de cristal líquido (999 cuentas Máx.),(1000 cuentas solamente en 1TΩ son mostradas). Rango VCA,
máx. 630 cuentas.
Barra gráfica, Máx. 36 puntos.

•

Advertencia de Batería baja: Se visualiza una batería en el display(4 niveles).

•

Indicación fuera de rango: “OL” se muestra en el rango de
medición de resistencia de Aislamiento. “Hi” se muestra en rango
de medición de voltaje.

•

Auto Rango: Cambios de Rango yendo al mas alto: 1000 cuentas
Cambios de rango yendo al mas bajo: 80 cuentas.

•

Toma de Muestra: aprox. 0.5 – 5 veces/seg.

•

Auto Apagado: La función de Auto apagado opera
automáticamente después de 10 min. de no haber usado el
instrumento.

•

Altitud de operación: 2000m sobre el nivel del mar.

3.- ESPECIFICACIONES.
•

1000V

Corrientede Corto Aproximadamente 1.3 mA
circuito.
Exactitud. ± 5 % ± 3 dgt.

2 .CARACTERISTICASEl MODELO 3125 es un probador de resistencia deaislamiento con 4 rangos de medición del Aislamiento.
•

500V

FECHA 20/06/06

PAGINA N.2

MEDIDOR DE AISLAMIENO 3125•

Rango de temperatura y Humedad: (exactitud
garantizada):23ºC ± 5ºC/ Humedad Relativa del 85% omás (sin condensación).

•

Rango de Temperatura y Humedad de Operación: 0ºC –40ºC / Humedad Relativa del 85% o más (sincondensación).

•

Temperatura y Humedad de Almacenamiento: -20ºC ~+60ºC/Humedad Relativa del 75% o más (sincondensarse).

•

Protección de sobrecargas: Rango de resistencia deAislamiento: 1200VCA /10seg. Rango de Voltaje:
720VCA/10seg.

•

Sobrecarga de voltaje: 5320VCA (50/60Hz) /5 seg.

•Resistencia de Aislamiento: 1000MΩ o mas /1000VCD(entre los circuitos eléctricos y el cuerpo delinstrumento).

•

Dimensiones: 205(L) x 152(W) x 94(D) mm.

1.- Display LCD
3.- Botón de prueba.
5.- Botón de selección de tiempo.
7.- Botón hacia abajo
9.-Terminal para tierra
11.- Probador de línea (rojo).
13.- Cordón de guarda (verde).

2.- Selector de rango.
4.- Botón de iluminación de display.
6.- Botón hacia arriba.
8.- Terminal de línea.
10.- Terminal de guarda.
12.- Cordón de tierra (negro).

4-2 Display LCD.
•

Peso: aprox. 1.8Kg (incluyendo las baterías).

••Fuente de Energía: 12 VCD con baterías Alcalinas tamaño C
Consumo de Corriente: aprox. 1A (máximo).

RANGO
Salidaencorto circuito
Cuandolacorriente
nominal estasaliendo
Salidaen
circuito
abiertoEn espera
Cuandoel
contraluz esta
encendido.

500V 1000V
220mA

2500V

5000V

ACV
110mA *
En
650mA 700mA 800mA 1000mA medición
de/0.5MΩ /1MΩ
/2.5MΩ /5MΩ
voltaje.
40mA

80mA

120mA

50mA

25mA
Incrementado a 35mA

110mA

1.- Resistencia de aislamiento.
3.- Voltaje
5.- Marca de peligro de voltaje.
7.- Marca de tiempo.
9.- Marca de tiempo 2.
11.- DC
13 display negativo.

2.- Barra grafica
4.- Marca de la batería.
6.- Contador de tiempo.
8.- Marca de tiempo 1.
10.- Marca PI
12.- AC14.- Unidad.

5. PREPARACION PARA LA MEDICION.
•

Tiempo de medicion: aprox. 10 hrs. Valor representativo deel voltaje de la batería de 9 volts. Aplicado en cargas de
100 MΩ en el rango de resistencia de aislamiento de5000 V.

•

Accesorios: Juego de puntas de prueba Modelo 7164
(Probador de línea 7165, Cordón de tierra 7166 ycordón de guarda 7167). Baterías alcalinas tipo C x 8
pzas, Manual de instrucciones, estuche rígido 9124,
gancho 8019.

•

Opcionales: adaptador para registrador ( Modelo 8302)
Probador de línea con clip tipo cocodrilo Modelo 7168.

4.- DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO:

5-1 Verifique el voltaje de la batería.
(1) Seleccione el selector de rango a cualquier otra posición que no sea“OFF”.
(2) Cuando la marca de la batería aparece en la parte superior izquierda, la batería esta baja. Reemplacedel display, y esta en el nivel 1
las baterías para proceder a la medicion. El instrumento funciona
correctamente incluso con una batería tan baja, y esto no afecta en la
exactitud de la medida. Cuando la marca de la batería
esta
vacía totalmente, significa que el voltaje de la batería esta por
debajo del valor permitido. En este caso la precisión no puede sergarantizada. Por favor refiérase al punto 7. Reemplazo de baterías
en estos casos para reemplazar las mismas.
5-2 Conexión de las puntas de prueba.

FECHA 20/06/06

PAGINA N.3

MEDIDOR DE AISLAMIENO 3125
Inserte las puntas de prueba firmemente a los conectores de laterminal en el instrumento conecte el probador de línea(rojo)a la
terminal de línea, el cordón de tierra (negra) a la terminal de tierra
y el cordón de guarda(verde) a la terminal de guarda. Conectar laterminal de guarda no es necesario.
PELIGRO•
Cuando presiona el botón de prueba con el selector derango en la posición de resistencia de aislamiento, elalto voltaje es aplicado a las puntas de prueba y puedes
recibir un choque eléctrico.
6.- MEDICIONES.

•

•
•
•

PRECAUCION•

6-1 Verificación de líneas desconectadas. (medición de voltaje)
•

•

•
•
•

PELIGRO
Nunca realice mediciones en circuitos donde haya más de
600V AC/DC (voltaje a tierra) para evitar un posible choqueeléctrico. No haga mediciones cuando el voltaje de línea
exceda de 600 V, o cuando en voltaje a tierra es arriba de 600
V.
Cuando la instalación a prueba tenga una capacidad grandede corriente, por ejemplo una línea de energía, asegúrese dehacer la medida en el lado secundario del interruptor paraevitar posible daño al usuario.
Extreme precauciones para no poner en corto circuito la punta
de prueba en la aplicación de voltaje pues puede causar daño.
No hacer mediciones si la cubierta de la pila no esta colocada.
Por su seguridad conecte el cordón de la tierra (negro) con laterminal de la tierra del circuito bajo prueba.

El voltaje se puede medir fijando el selector de rango delinstrumento en la posición “AC. V”. No hay nesecidad depresionar el botón de prueba. Este instrumento esta equipado con
un circuito para auto-detectar corriente CA/ CD y puede medir
voltaje CD. Con la medición de voltaje de CD cuando aplica elvoltaje positivo en el probador de línea (rojo) el valor positivo esvisualizado en el LCD.
Este seguro de apagar el interruptor del circuito bajo prueba.
(1) Conecte el cordón de tierra (negro) a la tierra del lado delcircuito bajo prueba y la punta de prueba (rojo) en lalínea del lado respectivo.
(2) El voltaje exhibido en el LCD será "bajo" (Lo). Si no es
bajo, el voltaje se aplica en el circuito bajo prueba.
Compruebe el circuito bajo prueba otra vez y elinterruptor será dado vuelta apagado.

Extreme cuidados para no sufrir una descarga eléctrica durante la
medicion de resistencia del aislamiento y cuando el " botón de laprueba" se encuentre presionando, pues el alto voltaje estácontinuamente presente en las extremidades de las puntas de prueba
y en el circuito bajo prueba.
No realice mediciones cuando la tapa de las baterías esta removida.
No realice mediciones cuando haya presencia de truenos.
Para mayor seguridad conecte el cordón de tierra (negro) a laterminal de tierra del circuito bajo prueba.

Cuando se indica la advertencia de un circuito con corriente o lossonidos del zumbador de la advertencia, la medida no puede serrealizada correctamente si el "botón de prueba” se presiona.

Para comprobar el aislamiento de equipos eléctricos o de circuitos eléctricos,
mida su resistencia del aislamiento con este instrumento. Asegúrese decomprobar el voltaje que puede existir en el equipo bajo prueba antes dehacer un medición.
Nota:
•
•
•
•

El valor de la resistencia del aislamiento del equipo eléctrico bajo
prueba puede no ser estable, y la indicación puede ser inestable
El sonido de la señal se puede oír durante la medida de la resistenciadel aislamiento. Pero no es mal funcionamiento.
Toma de tiempo de las mediciones de cargas capacitaba.
En la medicion de la resistencia del aislamiento, el voltaje positivo
está saliendo de la terminal de la tierra y el voltaje negativo estasaliendo de la terminal de la línea. Conecte el cordón de la tierra conla terminal de la tierra. Se recomienda conectar el poste positivo al
medir resistencia del aislamiento contra tierra o cuando una partedel equipo bajo prueba se conecta a tierra. Con esta conexión, unvalor más pequeño puede ser obtenido comparado con otra forma.

(1) Compruebe el voltaje que se puede aplicar al circuito bajo prueba, yfije el interruptor del rango deseado de la resistencia delaislamiento.
(2) Conecte el cordón de tierra (negro) para la terminal de tierra delcircuito bajo prueba.
(3) Ponga la punta del probador de línea (rojo) para el circuito bajo
prueba entonces presione el “botón de prueba”. El buzzer sonara
intermitentemente durante la medicion cuando un rango distinto a
500V sea seleccionado.
(4) El valor de la medicion será visualizado en el LCD, y se mantiene
exhibido después de la medicion.

PRECAUCION
Apague siempre elinterruptor bajo prueba.

6-2 Medición de resistencia de aislamiento.
PELIGRO•
Cerciórese de comprobar con un detector de alto voltaje
que no haya carga eléctrica en el circuito bajo prueba.
•
Para mayor seguridad utilice un par de guantes aisladospara el alto voltaje.

(5) Este instrumento tiene una función de auto-descarga.
Con las puntas de prueba conectadas al circuito bajo prueba, libere el “botónde prueba “para descargar la capacitancía en el circuito después de la prueba.
Revise que la indicación del voltaje es “0V”.

FECHA 20/06/06

PAGINA N.4

MEDIDOR DE AISLAMIENO 3125
PELIGRO•No toque el circuito bajo prueba inmediatamente despuésde la medición la capacitancia almacenada en el circuito
puede causar un shock eléctrico.
•
Deje las puntas de prueba conectadas al circuito y nunca
lo toque hasta que este seguro de que esta descargado
completamente.
Función de auto descarga.
Esta es una función para liberar la capacitancia existente en el
circuito bajo prueba automáticamente después de la prueba. La
condición de la descarga se puede comprobar con un grafico delvoltaje. Esta función será liberada quitando las puntas de prueba 2
sec. o más, antes de que la descarga sea completa.
(6) Seleccione el selector de rango en la posición “Off” yquite las puntas de prueba del instrumento.
Nota) La corriente de 25 mA se consume cuando el selector delrango está en cualquier posición a excepción de "OFF".
Asegurese de poner el selector de rango en la posición de "OFF" alno usar el instrumento.
Refiérase al punto 6-9 de este manual sobre la función de auto
apagado.
Principio para la medicion de la resistencia de aislamiento.
El valor de la resistencia puede ser obtenido aplicando alto voltaje
a la resistencia (resistencia de aislamiento) y midiendo la corriente
que fluye.

LINEA (-)

Valor de laresistencia RX

Resistencia: Rx
Corriente:I
Tierra (+)---------

Nota) Para la función de la medicion con el contador de tiempo, el botón deprueba esta presionado hasta que se termine el periodo seleccionado. Para esto
es conveniente utilizar la función continua de la medicion. Cuando se libera elbotón antes de que termine el periodo seleccionado, el valor medido en ese
momento se visualiza. Cuando el botón se vuelve a presionar, la medicion sevuelve a re-establecer.
6-5 Medicion del índice de polarización. (puede ser seleccionado cualquiertiempo).
El índice de polarización se puede medir por la función automática de la
medicion de la relación de la resistencia en tiempo arbitrario de dos puntos.
(1)

Valor de resistencia= Voltaje / Corriente(RX= V/I

Voltaje: V(1) Presione el botón de selección de tiempo en el rango de resistencia
de aislamiento, entonces el instrumento se encuentra en el modo de
medicion por tiempo. La marca del tiempo 1 se ve visualizado en el
LCD.
(2) El tiempo se selecciona con las teclas hacia arriba o abajo.
Valor inicial: 01:00
Rango seleccionable: 00:05 ~ 59.30
La hora se puede fijar desde 5 segundos hasta 1 minuto. A partir de
1 minuto o más, la hora se puede fijar en cada 30 sec. Para alargar eltiempo, presione el botón hacia arriba, y para acortar el tiempo,
presione el botón hacia abajo.
(3) Presione el botón de prueba mientras se esta visualizando la marcade Tiempo 1(4) La medición se termina automáticamente en el tiempo seleccionado
y el valor de la resistencia del aislamiento será exhibido en el LCD.

----------

6-3 Medicion continúa
Presione “el botón de prueba” dando vuelta a la derecha pararealizar una medicion continua de la resistencia del aislamiento
entonces el botón se traba y la medicion se puede realizar continua,
después de la prueba presione el botón y déle vuelta a la izquierda
este regresara a su posición inicial.
PELIGRO

Presione el botón de tiempo en el rango de resistencia deaislamiento. Cuando la marca del tiempo 1 se visualice en el LCD,
seleccione el tiempo con los botones de hacia arriba o abajo.
Primero seleccione el tiempo 1
Valor inicial: 01:00 Rango seleccionable: 00:05 ~ 59.30
La hora se puede fijar desde 5 segundos hasta 1 minuto. A partir de
1 minuto o más, la hora se puede fijar en cada 30 sec. Para alargar eltiempo, presione el botón hacia arriba, y para acortar el tiempo,
presione el botón hacia abajo.
(2)
Después de seleccionar el tiempo 1, presione el botón deselección de tiempo para seleccionar el tiempo 2, cuando presione
el botón de selección de tiempo, la marca de Tiempo 2 sevisualizara en el display, seleccione el tiempo con los botones dehacia arriba o abajo.
Valor inicial: 10:00 Rango seleccionable: 00:10 ~60:00
La hora se puede fijar desde 11 segundos hasta 1 minuto. A partirde 1 minuto o más, la hora se puede fijar en cada 30 sec. Paraalargar el tiempo, presione el botón hacia arriba, y acortar el tiempo,
presione el botón hacia abajo.
(3) Presione el botón de prueba cuando la marca del tiempo 2 sevisualice en el display(4) La medición se termina en el tiempo 2, y la relación de laresistencia de aislamiento del tiempo 2 entre la resistencia e
aislamiento del tiempo 1, es automáticamente visualiza en el LCD.
La indicación de “la resistencia de aislamiento del tiempo 2” y “laresistencia de aislamiento del tiempo 1” puede ser seleccionada
presionando los botones de hacia arriba o hacia abajo.
La medida del índice de la polarización puede ser conducida cuando
el tiempo 1 se fija a 1 minuto y el tiempo 2 se fija a 10 minutos.

Extreme cuidado para no sufrir una descarga eléctrica, pues el alto
voltaje en la extremidad de la punta de prueba está presentecontinuamente.

Valor de la resistencia de aislamiento Tiempo1
INDICE DE POLARIZACIÓN

6-4 Función de medición con tiempo.
Valor de la resistencia del aislamiento Tiempo 2

Esta es una función para realizar automáticamente la prueba con
una selección de tiempo.

FECHA 20/06/06

PAGINA N.5

MEDIDOR DE AISLAMIENO 3125
Medición del índice de polarización.
El índice de polarización es un factor para revisar lascondiciones del aislamiento: El índice de polarización esta
definido en la relación entre el valor de la resistencia medida
después de 10 min. y el valor de la resistencia medida despuésde 1 min. siendo este el principio de medicion.
índice de polarización:
Valor de la resistencia medida después de 10 min. (tiempo 2)
Valor de la resistencia medida después de 1 min. (tiempo 1)

El índice de la polarización varía con la absorción de la humedad sin
importar forma o tamaño del aislador.
Por lo tanto, da criterios significativos para verificar el aislamiento.
(refiérase a la tabla siguiente:índice depolarización

4 o mas4.0 ~ 1.5

1.5 ~ 1.0

1.0 o menos

Criterio

Muy
bueno

Bueno

Dudosoinsatisfactorio

VOLTAJE

DE

Esta función facilita el trabajo en zonas de poca iluminación y/o en
trabajos de noche.
Presione el botón back Light cuando el selector de rango este en otra
posición diferente a “OF”. La iluminación se enciende aproximadamente
40 segundos y entonces se apaga automáticamente.
6.9 FUNCIÓN DE AUTO-APAGADO.

El rango seleccionable es el siguiente:
TIEMPO 1 00:05 ~ 59:30
TIEMPO 2: 00:10 ~ 60:00

6-6 CARACTERÍSTICAS DELTERMINAL DE MEDICIÓN.

6-8 FUNCIÓN BACK LIGHT.

LA

Este instrumento da vuelta automáticamente a apagado aproximadamente. 10
min. después de la última operación. Cuando se realiza la medida con el
contador de tiempo, el instrumento da vuelta automáticamente a apagado
aproximadamente 10 min. después de la medición. Para volver al modo
normal, dé vuelta al swith de la gama a apagado entonces regréselo a la
posición deseada.
7. REEMPLAZO DE LA BATERIA.
PELIGRO
Nunca quite la cubierta del compartimiento de la batería mientras que realicela medida.
ADVERTENCIA
Para evitar una posible descarga eléctrica, quite la punta de prueba antes deque abra la cubierta del compartimiento de las baterías. Después de sustituirlas baterías, apriete el tornillo de la cubierta del compartimiento de la batería.

MODELO 3125 CARACTERISTICAS DE LA SALIDA

PRECAUCIÓN
Nunca mezcle baterías nuevas con usadas.
Cerciórese de instalar las baterías en polaridad correcta según lo marcado
dentro del compartimiento.
(1) Coloque el selector en la posición de “OF” y quite la punta deprueba del instrumento.
(2) Afloje el tornillo del compartimiento de las baterías y reemplácelas.
Siempre deberán ser reemplazadas las 8 al mismo tiempo.
RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (GΩ)

6-7 USO DE LA TERMINAL DE GUARDA.
Cuando se mide la resistencia del aislamiento el flujo actual dela corriente de fuga en la superficie de la cubierta del cable y el
flujo actual dentro del aislador se mezcla y pueden causar error
en el valor de la resistencia del aislamiento. Para prevenir este
error enrollé un alambre alrededor del conductor donde fluye lacorriente de fuga. Entonces conecte asía la Terminal de guarda
como se muestra en la figura de abajo. Éste es un movimientopara sacar la corriente de fuga del aislamiento del cable para
medir solamente el volumen de la resistencia del aislador.
Cerciórese de utilizar el cordón de guarda provista con este
instrumento para conectar el instrumento con el terminal deguarda.

(3) Después de sustituir las baterías, para su seguridad apriete el tornillo
de la cubierta del compartimiento de la batería.

8. ACCESORIOS Y OPCIONES
8-1 PUNTAS DE
REEMPLAZOS

METAL

PARA

PROBADOR

DE

LINEA

Y

(1) PUNTAS DE METAL
Modelo 8303: Punta
Para ser usada en mediciones generales junto con el probador de línea.
Modelo 8019: Punta tipo gancho (accesorio)
Para ser usado como gancho en el instrumento.

FECHA 20/06/06

PAGINA N.6

MEDIDOR DE AISLAMIENO 3125
(2) Como sustituirlo.
Dé vuelta a la punta de prueba de la línea a la izquierda paraquitar la punta unida de la extremidad. Ponga la punta de metal que
usted desea utilizar al zócalo del hexágono y de le vuelta a la derecha
junto con la extremidad de la punta de prueba y apriete el tornillo.

8-2 Como usar el adaptador para el registrador.
El modelo 8302 es un adaptador para registrador (opcional) para lasalida de medicion de corriente: Conecte como se muestra en la
figura. La salida es 1mV dc cuando la corriente de 1µA esta fluyendo.

8-3 Probador de Línea con pinza de cocodrilo Modelo 7168
(opción)MODELO 7168 PUNTA DE PRUEBA DE LA LÍNEA CON EL
CLIP DE COCODRILO (OPCIÓNAL)KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENT
WORKS, LTD
No. 5-20 NAKAME 2
CHOME, MEGURO-KU, TOKIO 152-0031,
JAPAN PHONE: 81-3-3723-0131
FAX 81-3-3723-0152 TELEX: 0246-6703
URL: www kew-ltd.co.jp

FECHA 20/06/06

PAGINA N.7