非破壊試験機
PRO Tester TR-150
アンカーボルト引抜荷重確認試験機

簡単スタートアップガイド

写真
高さ 10ｃｍ

適合サイズ
M6～M24
W1/4～W7/8

株式会社トラスト〒567-0029 大阪府茨木市五日市緑町5番32号(TEL) 072-621-4164(FAX) 072-621-4166

NETIS登録番号 KT-160111-A

目

次

1，標準セット付属品一覧

・・・・・

P-1

2，注意事項・・・・・

P-2

3，TRをご使用になる前に必ずお読みください

・・・・・

P-3～4

4，データ収録機能

・・・・・

P-5

5，組立手順

・・・・・

P-6～7

6，操作手順・・・・・

P-8～107，メモ・・・・・

P-11

1， 標準セット付属品一覧

143

写真
高さ 10ｃｍ
56

278

①

専用ケース

②

センターホール型荷重計（TR-150）③

専用カプラ Ｍ6～Ｍ24、Ｗ1/4～Ｗ7/8④

寸切ボルト M6～M24、W1/4～W7/8⑤

専用ワッシャー

⑥

スパナ（36ｍｍ）、延長パイプ⑦

デジタルプリンター付表示器⑧

デジタルプリンター付表示器用ケース※SDカードは別途お買い求めください。

P-1

2，注意事項
1， 説明書をよく読み理解してから、ご使用ください。
2， 指定用途以外には、使用しないで下さい。 損害、怪我を招く恐れがあります。
3， ロードセルのコード部分は持たないでください。破損の原因となります。
4， 故障や煙が、出ている、変な臭いや異常な音がしたら、ただちに電源を遮断してください。
そのままで使用すると、火災、感電の原因になります。

5， 内部に異物や水を入れないで下さい。万一異物が入ったときは、ただちに電源を遮断して下さい。
そのままで使用すると、火災、感電の原因になります。

6， 引火性ガスまたは引火性蒸気がある場所で本器を使用しないで下さい。
7， 振動のはげしい所でお使いになる時はご注意下さい。
8， 運搬時に落とす等、強い衝撃を加えますと故障の原因となりますので十分注意して下さい。
9， より詳しい取扱い方法は別紙のTR-PⅡ本体取扱説明書をご参照ください。

『確認荷重について』
あと施工アンカー引張試験での引張荷重は、それぞれの現場、または、設計事務所によって多少異なる場合があります。

設定荷重値は設計事務所、または、現場監督に確認した後、確認試験を行って下さい。

本機は非破壊試験機です。母材の破壊やアンカーボルトの破断等のないよう、加える荷重には十分注意してください。

P-2

3，TRをご使用になる前に必ずお読みください※

Ⅰ TR-30/75/150をご使用になる前にＦ－７の設定でTEDS読込設定を必ず確認してください。
4項目共に[ｽﾙ]になっていない場合は必ず変更してください。

Ⅱ Ｆ－７を確認するときは、セットボタンを長押ししてファンクションメニューに遷移します。

Ⅲ Ｆ－２の表示から、「ピークホールド」のボタンを5回押すと、表示画面がＦ－７になります。

Ｆ－７が表示されたら、セットボタンを押してください。
Ⅳ 変更メニューに遷移すると<ｽﾙ><ｼﾅｲ>の項目が点滅するので[ｾﾞﾛ]ボタンで変更して[ｾｯﾄ]を押し次の項目に移動します。
4項目共に同様の操作で変更します。

P-3

Ⅴ 定格容量の項目を<ｽﾙ>に変更したら[ｾｯﾄ]を押してF-7画面に戻ります。

[ｾﾞﾛ]を押すと、現在の荷重の表示画面に戻ります。

Ⅵ 一度電源を落として、起動し直すと、接続している荷重計の読み値が表示されます。

Ⅶ この設定はTRシリーズに登録されている設定情報を自動的に読み込むための設定ですので、TRシリーズを接続して使用する際は必ず確認をしてください。

P-4

4，データ収録機能① 本器にはSDカードに測定データを収録する機能が搭載されています。
挿入口：本体底部② データの保存場所は下記の通りです。
任意のドライブ:\LOG③ 上記フォルダ内のCSVデータが測定値の記録されているファイルです。
各項目の日本語名は下記の通りです。
date:日付 time：時間 part：部位名
count:測定数 comparator：設定値
measurements:測定値 unit:単位④ 予め部位番号を設定する場合は[ﾋﾟｰｸﾎｰﾙﾄﾞ]長押しで<ﾌﾞｲﾊﾞﾝｺﾞｳ>の設定画面へ遷移します。
[ｾｯﾄ]で変更メニューに遷移し[ﾋﾟｰｸﾎｰﾙﾄﾞ]で桁、[ｾﾞﾛ]で任意の値に変更して[ｾｯﾄ]で確定します。
[ｾﾞﾛ]で測定画面に戻ります。

P-5

5，組立手順① あと施工アンカーが内ネジの場合、適合サイズのボルトをねじ込みます。
※ねじ込みが不十分であると、ボルト等の写真
高さ 6ｃｍ

ねじ山を傷める原因となります。

② 凸型座金を設置します。

写真
高さ 6ｃｍ③ 凸型の出っ張りに収まる様にセンターホール型荷重計を設置します。

写真
高さ 6ｃｍ④ 黒い座金の上に銀色（片面黒）の座金を設置します。
※銀色の座金を使用しないと、

写真
高さ 6ｃｍセンターホール型荷重計が供回りします。
鈍色面

P-6

銀色面

⑤ カプラを軽く手で締め付けます。
凸凹面などは、水平になるように鉄板やクサビなどで調整して下さい。

写真
高さ 6ｃｍ

⑥ スパナに延長パイプを繋ぎます。

※蝶ネジを必ず締め付けてください。

P-7

6，操作手順① デジタル表示器の入力コネクタにセンターホール型荷重計が接続されているか確認します。

写真
高さ 6ｃｍ

この時にSDカードが挿入されているか必ず確認してください。
※SDカードがない状態では使用できません。

② 電源スイッチを「POWER ON」の位置に合わせます。
※バックライト使用時は「LIGHT」

写真
高さ 6ｃｍの位置に合わせます。
電源ON時にSDの抜き差しは絶対にしないでください。

③ 電源を入れてから 15秒程度はセンターホール型荷重計認識中の為操作をしないで下さい。

写真
高さ 6ｃｍ「Id_rd」と表示されたあと、「0.01」や「0.02」等の数字に変化します。

④ 測定値を超えた際にブザーを吹鳴するように設定値を入力するには、[設定値]ボタンを長押しします。（2秒以上）

写真
高さ 6ｃｍP-8

⑤ 設定値メニューに遷移したら[ｾｯﾄ]ボタンを押して入力モードにします。
[ﾋﾟｰｸﾎｰﾙﾄﾞ]ボタンで変更したい桁、

写真
高さ 6ｃｍ[ｾﾞﾛ]ボタンで数値の変更をします。
※[ｼﾌﾄ]を押しながら操作した場合数値は減数、桁は左へ移動します。

⑥ 完了後に[ｾｯﾄ]ボタンで確定し[ｾﾞﾛ]ボタンの短押しで測定画面に遷移します。

写真
高さ 6ｃｍ

⑦ [ｾﾞﾛ]ボタンを押し、ゼロ設定をします。

液晶画面に<ZERO>が表示します。

⑧ 最大値の表示を保持する場合は、[ﾋﾟｰｸﾎｰﾙﾄﾞ]ボタンを短押しします。

液晶画面に<HOLD>が表示します。

P-9

⑨ スパナでカプラを締め付けて測定します。

設定値に達するとブザーが吹鳴します。

写真
高さ 6ｃｍ⑩ [印字]ボタンを押し、データを記録し同時に印字します。
※F-15の設定で印字機能を[ｼﾅｲ]を選択

写真
高さ 6ｃｍされている場合はデータ収録のみとなります。
新部位番号の設定、SDの変更、4秒超の長押し操作後に一度だけ[ｼﾝﾌｧｲﾙﾒｲ]と表示します。

⑪ 印字イメージはこの様になります。

【主なプリンターのエラーコード】
症状

コード

解決方法

入力範囲の+側、-側のオーバーです。

正しく接続されているか、断線がないかを確認し異常がある場合は交換や修理を行ってください。

ES

SDカードエラーです。

SDカードのプロテクトの確認とフォーマット形式を確認してください。

EP

プリンタエラー。ロックレバーが上がっているか、 上蓋を開け、ロックレバーを確認してください。
バッテリ不足です。
問題がない場合は、電池の交換を行ってください。

Ad,-AdIdEｒr

TEDS通信エラーです。

機能「F-7」が全て「ｽﾙ」になっているか、接続に問題がないか確認してください。

ET

TEDS読込エラーです。

TEDS搭載の変換器であることを確認してください。

※解決方法を試みても解消されない場合、故障が疑われます。
直ちに使用を中断し、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

P-10

メモ

株式会社トラスト
大阪支店 〒567-0029
大阪府茨木市五日市緑町5番32号
TEL:072-621-4164 FAX:072-6214166
販売店東京支店 〒123-0864
東京都足立区鹿浜3丁目4番3号
TEL:03-5838-0723 FAX:03-58380724
販売担当

検品