タイゴン LMT-55

特徴・利点• 優れた耐薬品性を有し、ラボ用途で使用される多くの無機化学薬品の移送に使用

T YG O N ® L M T- 55 ラボ チューブできます
• 製造ロット間のバラつきが小さく、ゴムチューブより低い気体透過性です• ローラーポンプでも使用可能です

世界中の理化学実験、分析機器において使用実績のあるチューブ
タイゴン LMT-55 は、世界中の理化学実験、分析機器に使用されているチューブです。

• 透明で柔軟性があります• 滑らかな内面です• 多くのサイズをご用意しております

代表的な用途•

無機化学薬品の移送研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほ•

分析機器

とんどありません。

•ローラーポンプ

ゴムチューブより気体透過率が低く、デュロメーター硬度は 55 (ショアA) と柔軟性があり、継手への接続も簡単に行うことができます。
タイゴン LMT-55 は、オートクレーブ、薬品およびガス (エチレンオキサイド) による滅菌も可能です。屈曲疲労や摩耗に対する耐性があり、ローラーポンプにもご使用いただけます。
一般的なラボチューブとしてもお使いいただけます。

タイゴン LMT-55 ラボチューブ
タイゴン LMT-55 ラボチューブ 製品選択ガイド
内径

品番

外径

片肉厚

巻長さ

内径

品番

外径

片肉厚

巻長さmm

(inch)mm(inch)mm(inch)

m

0.79(1/32)

2.38(3/32)

0.79(1/32)

15

1.59(1/16)

3.18(1/8)

0.79(1/32)

15

1.59(1/16)

4.76(3/16)

1.59(1/16)

15

2.38(3/32)

3.97(5/32)

0.79(1/32)

15

2.38(3/32)

5.56(7/32)

1.59(1/16)

15

3.18(1/8)

4.76(3/16)

0.79(1/32)

15

3.18(1/8)

6.35(1/4)

1.59(1/16)

15

3.97(5/32)

5.56(7/32)

0.79(1/32)

15

3.97(5/32)

7.14(9/32)

1.59(1/16)

15

4.76(3/16)

6.35(1/4)

0.79(1/32)

15

4.76(3/16)

7.94(5/16)

1.59(1/16)

15

4.76(3/16)

9.52(3/8)

2.38(3/32)

15

4.76(3/16)

11.11(7/16)

3.18(1/8)

15

6.35(1/4)

7.94(5/16)

0.79(1/32)

15

ACFJ00017

6.35(1/4)

9.52(3/8)

1.59(1/16)

15

6.35(1/4)

11.11(7/16)

2.38(3/32)

15

ACFJ00019

6.35(1/4)

12.70(1/2)

3.18(1/8)

15

7.94(5/16)

11.11(7/16)

1.59(1/16)

15

ACFJ00023

7.94(5/16)

12.70(1/2)

2.38(3/32)

15

ACFJ00024

7.94(5/16)

14.29(9/16)

3.18(1/8)

15

7.94(5/16)

15.88(5/8)

3.97(5/32)

15

ACFJ00027

9.52(3/8)

12.70(1/2)

1.59(1/16)

15

9.52(3/8)

14.29(9/16)

2.38(3/32)

15

色9.52(3/8)

15.88(5/8)

3.18(1/8)

15

11.11(7/16)

14.29(9/16)

1.59(1/16)15

引張強度 (MPa)11.11(7/16)

15.88(5/8)

2.38(3/32)

15伸び (%)

D412

450

ACFJ00034

11.11(7/16)

17.46 (11/16)

3.18(1/8)

15

引き裂き抵抗 (kN/m)

D1004

22

12.70(1/2)

15.88(5/8)

1.59(1/16)

15

比重

D792

1.18

ACFJ00037

12.70(1/2)

17.46 (11/16)

2.38(3/32)

15

吸水率 (24時間 23℃) (%)

D570

0.24

12.70(1/2)

19.05(3/4)

3.18(1/8)

15D39512.70(1/2)

20.64 (13/16)

3.97(5/32)

15

圧縮永久歪 (一定歪負荷 22時間 70℃)(%)

14.29(9/16)

19.05(3/4)

2.38(3/32)

15

14.29(9/16)

20.64 (13/16)

3.18(1/8)

15

ACFJ00001

ACFJ00002

ACFJ00003

ACFJ00004
ACFJ00005

ACFJ00006
ACFJ00007

ACFJ00009
ACFJ00010
ACFJ00011

ACFJ00012
ACFJ00013

ACFJ00014

ACFJ00016
ACFJ00018
ACFJ00022

ACFJ00025
ACFJ00028

ACFJ00029
ACFJ00032

ACFJ00033

ACFJ00036

ACFJ00038
ACFJ00039
ACFJ00041

ACFJ00042

mm(inch)mm(inch)mm(inch)m

SCFJ00002

1.0-

3.0-

1.0-

152.0-

4.0-

1.0-

15

SCFJ00004

3.0-

5.0-

1.0-

154.0-6.0-

1.0-

154.0-

7.0-

1.5-

155.0-

7.0-

1.0-

155.0-

8.0-

1.5-

156.0-

8.0-

1.0-

156.0-

9.0-

1.5-

157.0-

10.0-

1.5-

158.0-

11.0-

1.5-

159.0-

12.0-

1.5-

1510.0-

13.0-

1.5-

1510.0-

14.0-

2.0-

15

SCFJ00003

SCFJ00006
SCFJ00007

SCFJ00009
SCFJ00010
SCFJ00013

SCFJ00014

SCFJ00019

SCFJ00023
SCFJ00028

SCFJ00033

SCFJ00034

一般物性項目試験法

値

デュロメータ硬さ (ショアA 15秒値)

D2240

55-

透明

D41211.4

低温脆性 (℃)
最高推奨実用温度 (℃)
絶縁破壊強さMethod B
D746

61-50-74D14923.9

引張係数＠100％伸長 (MPa)

D412

4.5

引張永久歪 (%)

D412107注) 断りのない限り、23℃、1.9mm厚の試験片でえられた値となります。
表に記載のデータは特定の条件下で得られた測定値であり、保証するものではございません。

サンゴバン株式会社
機能樹脂事業部
ライフサイエンス
カスタマーサービス〒391-0106
長野県諏訪郡原村10801-5
TEL: 050-8882-6342
FAX: 0266-70-1002
E-mail: ls-japan@saint-gobain.com

重要： Saint-Gobain Performance Plastics が供給する製品に対し、お客様が意図される用途への適切性と安全性はお客様ご自身でご確認はください。またすべての用途において使用するすべての材料に対する法的要求
事 項 へ の 適 合 性 に つ きまして も 、 お 客 様 の 責 任 の 下 でご 確 認 い た だ きま すようお 願 い い たしま す 。
Saint-Gobain Performance Plastics は、設計上、製造上などあらゆる用途において、製品の誤った使用により生じた不具合については、一切の責任を負いません。
Saint-Gobain Performance Plastics は、商品性および特定目的への適合性についていかなる黙示保証もいたしません。
警告： Saint-Gobain Performance Plasticsのチューブ製品は、埋入医療機器への使用に対する FDAの認証を受けておりません。また体内に永久的に埋め込む、あるいは体液や体内組織に永久的に接触するといった医療用途向けには設計されておらず、これらの用途に使用することも意図しておりません。本警告に反してこれらの用途に使用した場合、重篤な健康障害を引き起こしたり、最悪の場合死亡に至ることもありますので、くれぐれもご注意ください。
製品は医療機器ではございません。医療用途における体液、血液移送などにもご使用いただけません。
原文は英語であり、忠実に邦訳化していますが相違のある場合は英文カタログが優先されるものとします。
製品の仕様、梱包、その他ここに記載されている事項についてはお客様へ事前の断りなく変更することがあります。

FLS-5280-0517-JP-5