二次元画像測定機［エクスロン Y］シリーズ

Series

確 か な 測 定を提 供するラインナップ
EXLON YEXLON Y CNC
EXLON Y CNC HS

EXLON y 45 CNC

二次元画像測定機

手動式

EXLON YMANUAL

温度変化に強い石定盤を使用
測定機の構造を支える土台は最高品質のJIS 0級の石定盤を使用。温度変化に強く、安定した測定精度と測定機本体の安定性を保持。

各軸ハンドル付きで簡単操作

Ｘ軸、Ｙ軸それぞれに微動送りハンドルがあり、細かい測定作業も簡単。

X軸ハンドル

配置図

Y軸ハンドル■スペックテーブル型式

EXLON Y45

EXLON Y57

EXLON Ｙ88

EXLON Ｙ915

測定範囲：Ｘ軸400mm

測定範囲：Ｙ軸

500mm

500mm

800mm

700mm

800mm

最小表示量

EXLON Y1620

1500mm

1500mm

2000mm

900mm

1400mm

1600mm0.001mm (1μm）

測定精度（XY軸）

5+5L/1000 μm（ズーム倍率3x以上）照明装置

4分割調整式LEDリング照明

ズーム鏡筒

／

LED透過照明装置（オプション）

1x～4x

本体重量

1

EXLON Y1415

360kg

620kg

1100kg1700kg2100kg3600kg

本体寸法

W×D×H（mm）

750x950x1400

850x1190x1400

1400x1300x1400

1970x1300x1400

1970x1850x1400

2550x2200x1520

設置寸法

F-W ×F-D（mm）

1590x1220

1690x1460

2150x1500

2630x1400

2630x1950

3260x2300

BESTOOL-KANON / EXLON Y series

CNC 二次元画像測定機

自動式CNCEXLON Y CNC
コンパクト設計で設置場所を有効利用
門型の各軸移動式のため、テーブル移動式に比べコンパクト設計。

測定プログラムに専門知識不要
ティーチングのほか、DXFデータ読み込みによる測定プログラム作成が可能。
誰でも簡単に測定までの工程プロセスを構築。

配置図■スペックテーブル型式

EXLON Y45 CNC

EXLON Y57 CNC

EXLON Ｙ77 CNCEXLON Ｙ88 CNC

EXLON Y1010 CNC

測定範囲：Ｘ軸

400mm

500mm

700mm

800mm

1000mm

測定範囲：Ｙ軸

500mm

700mm

700mm

800mm

1000mm

最小表示量0.001mm (1μm）

測定精度（XY軸）

5+5L/1000 μm（ズーム倍率3x以上）

照明装置

4分割調整式LEDリング照明

ズーム鏡筒／LED透過照明装置

1x～5x

本体重量

435kg

675kg

1150kg1200kg1800kg

本体寸法

W×D×H（mm）

810x980x1400

910x1230x1400

1250x1325x1500

1400x1520x1600

1500ｘ1650ｘ1600

設置寸法

F-W ×F-D（mm）

1590x1250

1750x1500

2320x1600

2380x1790

2480ｘ1750

BESTOOL-KANON / EXLON Y series2

高精度 CNC 二次元画像測定機

CNC-HS
自動式CNCEXLON Y CNC-HS
シリーズ最高の高精度
最小読取0.1μm (0.0001mm) スケールを搭載し、高精度2＋3L/1000 μm※を実現。
※20℃±2℃環境時の精度表示

配置図■スペックテーブル型式

EXLON Y45 CNC-HS

EXLON Y57 CNC-HS

EXLON Ｙ77 CNC-HS

EXLON Y1010 CNC-HS

測定範囲：Ｘ軸

400mm

500mm

800mm

1000mm

測定範囲：Ｙ軸

500mm

700mm

800mm

1000mm

最小表示量0.0001mm (0.1μm）

測定精度（XY軸）

2+3L/1000 μm（ズーム倍率3x以上）

照明装置

4分割調整式LEDリング照明

ズーム鏡筒
本体重量

3／

LED透過照明装置

1x～5x950kg

1300kg1350kg2000kg

本体寸法

W×D×H（mm）

990ｘ1200ｘ1420

1090x1360x1420

1290x1360x1420

1600x1700x1420

設置寸法

F-W ×F-D（mm）

1970ｘ1400

2070ｘ1560

2270x1560

2580x1900

BESTOOL-KANON / EXLON Y series4分割 調整式 LEDリング落射照明
落射照明は4分割（90°振り分け）の各ポジションごとの照度調整が可能なLEDリング照明を採用。複雑形状でのエッジを投影可能。
透過照明はLEDバー式を採用し、光学ユニットに追従するので全面発光方式より発熱量、消費電力量の省エネルギー設計。
全ての照度調整はソフトウェアと連動し、256段階調整が可能。
※手動機のLED透過照明装置はオプションになります。

4分割式LEDリング落射照明

LED透過照明

画像ユニットCMOSカラーカメラと同軸ズーム鏡筒の組み合わせで測定ワークを拡大し測定。倍率は約32～180倍（24インチモニタ上）。
オプションパーツの対物レンズを使用することにより最大約360倍まで拡大することが可能。手動式EXLON
Yは4段階クリックロック式ズームレンズ、CNC機はモーター駆動の５段階オートズームレンズを搭載し、それぞれ変倍しながらの測定（同一座標測定）が可能。

約32倍

約180倍

ユーザーニーズへの対応
手動機、CNC機ともにカタログサイズ以外にもユーザー様のご希望仕様に合わせたサイズカスタマイズ製作が可能。お気軽にご相談ください。

BESTOOL-KANON / EXLON Y series4

S O F T WA R E
ソフトウェア

演算処理ソフトウェア：Metrics（メトリクス）

演算アイコン
点、線、円、円弧の基本測定をマニュアルで行うための測定アイコン。入力方式との組合わせて測定。測定した要素をもとに原点設定や軸補正などの座標系機能のほか、距離、角度などの組み合わせ計算、中点、交点などの要素作成が可能。

入力方式
クロスライン測定ツール

マウス測定ツール

矢印測定ツール

エッジ測定ツール

測定機を移動させ画面上のクロスライン（十字線）の中心に測定箇所を合わせて入力を行う測定方法

画面内に映し出された測定箇所にマウスポインタクロス中心に合わせて入力を行う測定方法

画面内の測定箇所上に矢印を置き、矢印の先端に向かってエッジを自動検出し入力する測定方法

画面内の測定箇所上でマウスポインタと追従するセンサーエリア内でエッジを自動検出し、入力する測定方法

画像測定ツール
画 像エリア内 の 線や円 、円 弧を測 定するツール。測定ツールの枠内でエッジを画像処理し、最大500点による多点測定を行う。

キャリパー測定
端 面ピッチや 線 の 太さ（ パターン幅）の測定を行う際に測定本数や測定方向を設定することでワンクリック測定が可能。シルクスクリーン製
版ではメッシュのエッジを除去したスリット線も自動検出。安定した線幅測定が可能。
エリア内で瞬時に線幅の測定

5BESTOOL-KANON / EXLON Y series

網目内部直線部の溝幅測定

S O F T WA R E
ソフトウェアグラフィック機能測定した要素を図形化し、ワーク形状を確認できる。
その画面を利用して組み合わせ計算可能。
形状測定後、マウスポインタを使って計測結果が得られるため、感覚的に寸法結果確認が可能。
またその図形（グラフィック）はDXFファイル形式で保存でき、CAD／CAMソフト上での比較、編集などリバースエンジニアリングとするデータ提供に役立つ。

LOOPプログラム作成
規則的に並んだワークの場合、基本となる個体測定プログラムを作成
後、X,Y軸方向ピッチを入力することで全面測定プログラムを自動生成することが可能。多面付け製品の測定時間短縮を実現。

789456123個体測定プログラム

クイックパネル
作成した測定プログラムをパネルに埋め込み、アイコン管理。繰り返し測定が多い製品など、アイコンをワンクリックで測定プログラム起動、実測が可能。
ワーク別のプログラム管理に効果を発揮。

測定データ管理
測定データはソフトウェアから測定報告書フォーム形式の出力のほか、測定数値をExcelに転送する「ExcelＬink」を搭載。転記ミスがなくなり、デジタルデータとして管理、保管が可能。

BESTOOL-KANON / EXLON Y series

6

OPTIONSOFTWARE
オプション ソフトウェア
Ｃad-in
設計段階の２Ｄ（DXF）
ファイルを読み込み、測定プログラムを短時間で生成する支援ソフト。
測定対象ワークが無くても事前にオフライン作成することで、測定工程の歩留りをなくし、製品測定評価までワンストップに対応。多孔ワークに最適。

7

BESTOOL-KANON / EXLON Y series

OPTION PARTS
測定ワークに合わせて選べるオプションパーツ

対物レンズ
使用倍率で選べるレンズ
ズーム鏡筒に簡単に取り付けることができます。
レンズ取付後は使用倍率で画像補正作業を行うのみで対応できます。

0.5X

1.5X

2X

非接触計測センサーヘッド
印刷厚み、素材の反り、たわみの非接触測定が可能。ソフトウェア上での比較演算も出力できる。
座標管理によるポイントスキャニングデータも取得するこが可能。
（Y-CNC,Y-CNC-HSシリーズ）
スキャニングデータは3Dデータ（IGES形式）
出力を利用してCAD/CAMソフト内での設計データとの比較など解析展開も可能。

BESTOOL-KANON / EXLON Y series

8

OPTION PARTS
測定ワークに合わせて選べるオプションパーツ
「Fixture」

測定ワーク クランピングキット

ワークを固定する、繰り返し測定用の専用据え置き冶具をつくるクランピングキットです。固定する際は専用工具は不要で手締めで十分な保持力を持っています。また、測定ワークに合わせて組み立てるだけなので、専用固定台を複数揃えることがなく、多様なパターンを構築することができます。

9

BESTOOL-KANON / EXLON Y series

KANONの「確かな測定数値」
が「確かな製品づくり」に貢献します。

座標測定機

EXLON ZⅢ
コンプレッサー不要の生産現場に設置可能な座標測定機

画像測定器

EXLON-S
ワークの特徴をサーチして自動測定を行う画像測定器

測長機器総合カタログ
ノギス、デプスゲージなどの測定機器

BESTOOL-KANON / EXLON Y series10本カタログの掲載製品の詳細は、弊社営業までお問い合わせください。

本カタログ記 載の仕 様・外 観は2 0 2 2 年 1 0月現 在のものです。設 計 変 更 、その他の事 情により外 観を変 更する場 合があります 。また仕 様は予 告なく変 更することがございますので、予めご了 承ください 。

URL https://www.bestool-kanon.co.jp
2022.11-2000