マスフローコントローラ カスタムユニット
MFC Custom unit

CU-2140

CU-2130

A C 1 0 0 V 電 源 と 配 管 接 続 で 、す ぐ に
MFC Custom unit
マスフローコントローラ カスタムユニット CU-2130

マスフローコントローラ交換可能なコンパクトモデル
CU-2130シリーズは、マスフローコントローラとコンパクト制御ユニットを一体にした卓上型ユニットです。
マスフローコントローラは外付けのため、使用環境・試験条件の変更に合わせて簡単に取り換え可能です。
様々な試験・研究用途における、ガス・液体の流量計測・制御にご活用いただけます。
操作性を考慮した卓上デザイン

特徴

お手持ちの MFCにも交換が可能※持ち運びに便利な取手を付属しています。

機能

概略構成図
※

SET /OUT 表示
パネルキー操作（OPEN/CLOSE）
アラーム機能外部入出力機能

外部入出力制御部
操作
パネルAC100Ｖ※マスフローメータで使用の場合は、OUT 表示のみとなります。

M FC

GAS
INLET

GASOUTLET

型式選定
MFC/MFM 型式

ガス種※1流量レンジ

流量単位※2継手

SEC(F)-E40
SEC(F)-E50
SEC(F)-N112MGR
SEC(F)-N122MGR
SEC(F)-N112MGM
SEC(F)-N122MGM
SEC(F)-Z512MGX

ご指定下さい

SCCM

4IS

SLM

（1/4” Swagelock）

CCM

4CR

LM

(1/4” VCR)

SEC(F)-Z522MGXXF series※1 ガス種・流量レンジ・継手は、選定されたMFCにより、製作の可否が変わります。
※2 SCCM、SLMはガス流量（mL/min、L/min,at 0℃ 101.3kPa)を表す単位です。CCM、LMはガス流量（mL/min、L/min,at 25℃ 101.3kPa)を表す単位です。
◆搭載MFC/MFMの仕様は、MFC/MFM個別のカタログをご参照ください。

使 用 可 能 。パ ネ ル キ ー で 簡 単 操 作 。
MFC Custom unit
マスフローコントローラ カスタムユニット CU-2140

様々な機能を搭載したオールインワンモデル
CU-2140シリーズは、マスフローコントローラと多機能制御ユニットを一体にした、ポータブルMFCユニットです。
プログラム設定機能、プリセット機能、積算機能等を付帯しており、各種試験・研究用途において、マスフローコントローラのパフォーマンスを最大限にご利用いただけるコントローラユニットのオールインワンモデルです。

ハンディタイプのオールインワンユニット

特徴

多彩な機能を搭載
プログラム機能、プリセット機能、積算機能

機能

概略構成図

入出力端子

※

SET /OUT 表示
パネルキー操作（START/STOP/OPEN/CLOSE）
積算機能
プログラム機能（1プログラム 最大 20STEP）

制御部

外部入出力
SVコネクタAC100Ｖ
デジタル MFC
コンフィグ用ポート

操作パネル

プリセット機能（6 点）アラーム機能外部入出力機能M FC
GAS INLET※マスフローメータで使用の場合は、OUT 表示のみとなります。

GAS OUTLET

型式選定
MFC/MFM 型式

ガス種※1

流量レンジ

流量単位※2SEC(F)-E40
SEC(F)-E50
SCCM

SEC(F)-N112MGR
SEC(F)-N122MGR
SEC(F)-N112MGM
SEC(F)-N122MGM
SEC(F)-Z512MGXSEC(F)-Z522MGX

ご指定下さいSLM
CCMLM※1 ガス種・流量レンジは、選定された MFC により、製作の可否が変わります。
※2 SCCM、SLM はガス流量（mL/min、L/min,at 0℃ 101.3kPa）を表す単位です。
CCM、LM はガス流量（mL/min、L/min,at 25℃ 101.3kPa）を表す単位です。
◆搭載 MFC/MFM の仕様は、MFC/MFM 個別のカタログをご参照ください。

CU-2130

項目表示部

仕様
LED（赤）

最大表示4

LED（緑）

最大表示

5桁

表示精度

F.S ±0.1% ±1digit+15V ±5%

CLOSE設定−15V ±5%

外部出力

モニター用出力

アラーム出力設定表示値に対し ±10mV
OPEN設定

仕様
「！」表示

表示

上限、下限、2 点オープンコレクタ出力

外部出力

DC0-5V 最大出力電流 1mA

流量設定信号
流量設定電圧精度
バルブ設定信号

項目

1/2 桁

電源

最大定格 DC30V 50mA

電圧

AC100V 〜 240V（許容電圧範囲：AC90 〜 250V)

周波数50/60Hz

消費電力

最大 30VA
3m 付属（AC-125V 7A）

電源ケーブル

流量設定モニター / 流量出力モニター

動作保証周囲温度

5℃〜 45℃

最大出力電流 各 1mA

動作保証周囲湿度

30 〜 85%※CU-2130に搭載されるMFC、MFM は、出荷時には筐体に設置されていません。付属の専用ビスにて固定し、コントローラ部のコネクタを接続して下さい。

CU-2140

項目

項目

仕様

仕様

ガス流量測定・制御

搭載 MFC/MFMによる流測定・制御

測定・制御ガス種、流量レンジ

搭載MFC/MFMの校正可能ガス、流量レンジ/最大レンジ30SLM（N2換算）

配管取合

筐体背面 1/4" Swagelock 相当

積算表示範囲0mL 〜 99999m3 / 0mg 〜 99999kg

使用圧力

搭載 MFC/MFM の使用圧力

表示部精度

フルスケール±0.1% ±1digit

内部配管材質表示部

最大表示 4最大表示 5 桁
フルスケール ±0.1% ±1digit

積算値RESET

パネル及び外部からの制御可能

表示切替

流量設定値表示 / 積算表示 / 積算率（%）表示

積算カット値

フルスケール値 0 〜 5%

オープン設定キー操作による設定：＋15V

クローズ設定キー操作による設定：−15V

表示
外部出力

AC 100 〜 240V(許容電圧範囲 AC 90 〜 250V 50/60Hz)
最大 30VA

消費電力
電源ケーブル

流量設定モニタ/ 流量出力モニタ/ 積算値モニタ

動作保証周囲温度「！」表示

動作保証周囲湿度

上限、下限、2 点オープンコレクタ出力
最大定格 DC 30V 50mA

プリセット機能

最大 6カ所にて設定が可能

プログラム機能
ソフトスタート

1プログラム 最大 20 ステップまで設定可能ランプアップスタート

設定範囲：最大 1200 秒

設定範囲：最大 60 秒

オープンコレクタ出力（端子台）/ 最大定格 DC 30V 50mA

電圧
電源

信号取合い

3m 付属（AC-125V 7A）
5℃〜 45℃
30 〜 85%

EXTコネクタ

筐体背面：17LE-23150-27(D41)-FA[M3六角ナット：17L003B3]＜DDK製＞

SVコネクタ筐体背面：SRCN2A13-5P＜JAE 製＞
筐体背面：F2362B＜フジコン＞

端子台

筐体背面：RJ-45＜フェニックス・コンタクト製＞

LANコネクタ

設定単位：1 秒
設定単位：1 秒

CU-2130

CU-2140106±155±1(150)

205
150±1

外形寸法図

261±3

177

11

積算率表示値±10mV「INT」表示

積算アラーム

表示精度

モニタ用出力

搭載機能

抵抗性負荷時 最大 250 V 5A 最大 DC 30V 5A

外部出力精度積算機能

1/2 桁

キー操作による設定：0-5V流量アラーム

最大 AC 250V 1.5A / 最大 DC 30V 1.5A

接点容量LED（緑）

流量設定
バルブ設定信号4.5外部電磁弁用接点

SUS-316
LED（赤）

連動接点 2 組（各 A 接点、B 接点）

外部接点

249±3273±395100±3

HORIBAグループでは、品質ISO9001•環境ISO14001•労働安全衛生OHSAS18001を統合したマネジメントシステム（IMS:JQA-IG001）を運用しています。
さらに事業継続マネジメントISO22301を加え、有事の際にも安定した製品•サービスを提供できるシステムに進化しました。

●このカタログの記載内容については、改良のために仕様・外観等、予告なく変更することがあります。●このカタログの製品詳細については別途ご相談ください。
●このカタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もあります。●このカタログに記載されている内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
●このカタログに記載されている製品は日本国内仕様です。海外仕様については別途ご相談ください。●このカタログで使用されている製品画面は、はめ込み合成です。
●このカタログに記載されている各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。●希望販売価格は参考価格です。詳しくは代理店、販売店にお尋ねください。

〒601-8116 京都市南区上鳥羽鉾立町11-5（075）693-2312 http://www.horiba-stec.jp

東京セールスオフィス
東北セールスオフィス
山梨セールスオフィス
名古屋セールスオフィス
九州中央セールスオフィス
カタログNo. CU-AJ

TEL（03）6206-4731 FAX（03）6206-4740
TEL（022）772-6717 FAX（022）772-6727
TEL（055）231-1351 FAX（055）231-1352
TEL（052）936-9511 FAX（052）936-9512
TEL（096）279-2922 FAX（096）279-3364

e-mail:sales.stec@horiba.com〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-6（神田淡路町二丁目ビル3F）〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央四丁目21-8〒400-0031 山梨県甲府市丸の内二丁目14-13（ダイタビル3F）〒461-0004 名古屋市東区葵3-15-31（千種第2ビル6F）〒861-2401 熊本県阿蘇郡西原村大字鳥子字講米畑358-11鳥子工業団地

Printed in Japan 1512SK23