PN 100-4977
O1C1 System
クリーニング・メンテナンスガイド
USER GUIDE より、メンテナンス部分を抜粋

1

C1 System USER GUIDE (PN: 100-4977), Chapter 1: Introducing the C1 System より

C1 Systemの構成

ステータス
インディケーター

タッチスクリーン
画面

インターフェースプレート（金属製の内蔵プレート）
Integrated fluidic circuit (IFC)
USB ポート(インターフェースプレートの下)
USB ポート
シャトル

サーマルサイクラー チャック
(サーマルリサイクルを行う部分)

Figure 1. Front of C1

2

C1 System USER GUIDE (PN: 100-4977), Chapter 1: Introducing the C1 System より

USB ポート

ネットワークコネクター
イーサネットコネクター
出力ファン
空気口
電源
シリアル番号シール
電気規格シール

Figure 2. Back of C1

3

C1 System USER GUIDE (PN: 100-4977), Appendix A: Troubleshooting, PreventiveMaintenance, and DisposalよりAppendix A：
クリーニングとメンテナンス
このセクションでは、最適なパフォーマンスを得るためにC1システムをクリーニングおよびメンテナンスする方法について説明します。

サーマルサイクラーチャックのクリーニング
サーマルサイクラーチャックを1日1回クリーニングすることをお勧めします。実際には実験終了後や、しばらく装置をお休みさせる前や久しぶりに使用する前などにはクリーニングをお願いします。

1. プロトコールの完了後、少なくとも5分待ってシステムを冷却させてから行ってください。
CAUTION HOT SURFACE. C1サーマルサイクラーチャックは熱くなり、火傷の危険があります。
チャックの近くで作業するときは注意してください。
2. C1システム画面のOPENを押します。
3. IFCを取り除きます。
4. リントフリー（糸くずの出ない）の布や綿棒に、70％エタノールまたは70％イソプロピルアルコー
ル湿らせます。
5. チャックのパターンに従って、バキュームホールに向かってやさしく拭いてサーマルサイクラー
チャックからゴミを除去します。次に、チャックの周囲に沿って拭きます。

バキュームホール4C1 System USER GUIDE (PN: 100-4977), Appendix A: Troubleshooting, Preventive
Maintenance, and Disposalよりインターフェースプレートのクリーニング
インターフェイスプレートは装置に内蔵されている金属製のプレートで、IFCへの空気の圧力などを制御している重要なパーツです。実験終了後や、久しぶりに使用する前にはクリーニングしてください。
1. C1システム画面のOPENを押します。
2. 使い終わったIFCの表面を70％エタノールまたは70％イソプロピルアルコールできれいにします。
3. C1 IFCをトレイに載せます。
4. C1システム画面のLOADを押します。
5. System タブ のRelease Interface Plate を選択します。

6. C1システム画面のSTARTを押します。

7. 終了したらEJECTを押します。

8. 金属製のインターフェイスプレートを取り外します。使用済みのIFCはトレイに入れておいてください。

5

C1 System USER GUIDE (PN: 100-4977), Appendix A: Troubleshooting, PreventiveMaintenance, and Disposalより
9. リントフリーの布に、70％エタノールまたは70％イソプロピルアルコール湿らせます。
10. インターフェースプレートの上部と底部を軽く拭いてごみを取り除きます。
特にのピンのところにサビが見られることがあります。少しのサビはリントフリーの布で拭き取ることができます。サビが多くなるとこのピンの上下の動きが悪くなり、C1システムの最適なパフォーマンスが得られなる危険性があります。サビなどが見られる場合や、ご不明点ありましたら弊社までご連絡ください。

11. クリーニングしたインターフェースプレートを、使用済みのIFCのトレイに置きます。インターフェースプ
レートのノッチは、トレイの白いノッチに合わせる必要があります。
12. C1システム画面のLOADを押します。

13. いずれかのスクリプトを実行し、10〜15秒待ってから、ABORTを押して実行を中止します。インターフェイ
スプレートが装置に取り付けられます。

タッチスクリーンのクリーニング
必要に応じてリントフリーの布でC1を拭きます。
IMPORTANT•

タッチスクリーン上に洗浄液を直接スプレーしないでください。スクリーンの周囲の溝から浸透して損傷する可能性があります。リントフリーの布に洗浄液をスプレーし、器具の表面を優しく拭きます。

•金属に腐食性があるため、漂白剤を使用して装置をクリーニングしないでください。

•Fluidigmの推奨以外のクリーニングまたはクリーニング方法を行う前には、Fluidigmテクニカルサポートに、提案された方法が装置にダメージを受けないことを確認してください。

6

C1 System USER GUIDE (PN: 100-4977), Appendix A: Troubleshooting, Preventive
Maintenance, and Disposalより予防メンテナンス
C1システムの最適なパフォーマンスを得るには、次のことをお勧めします。
•認定されたFluidigmサービス技術者による保守メンテナンスの実施。

•プレートの寿命は設置状況や稼働状況によりますが、ラン回数2,000回に達した場合、インターフェースプレートの交換をお勧めします。

•Fluidigmのみが提供する交換部品を使用します。

IFCの廃棄について使用済みのIFCは有害廃棄物処理のため、自治体、地域および地方の法律に従って処分をお願いします。

7

C1 System USER GUIDE (PN: 100-4977), Appendix A: Troubleshooting, Preventive
Maintenance, and Disposalよりシステムトラブルシューティング：エラー事象と対応
Observation

Possible Cause

Recommended Action

1.

C1システムの電源が入らない

AC電源がない

電源ケーブルがコンセントと機器に正しく接続されていることを確認します。
電源ソケットに電力が供給されていることを確認します。 装置背面のトグルスイッチがONの位置にあることを確認します。

2.

電源入れた後何も表示されない

C1システム電源が完全にリセットされていない

背面パネルにある電源スイッチをオフにします。 10秒間待ってから、電源スイッチをONにしてリブートしてください。

3.

バキュームエラー

IFCまたはチャック表面（サーマル部分）が汚れている

IFCの裏面と、サーマルサイクラーチャック表面を70％エタノールまたは70％イソプロピルアルコールを湿らせたリントフリーの布等でクリーニングします（本マニュアル、サーマルサイクラーチャックのクリーニングを参照してください。）

4.

エラーメッセージ

多様システムを再起動します。システムが復旧できない場合は、エラーコードを書き留め、テクニカルサポートに連絡してください。

5.

キャリアの向きのエラー

IFCがトレイに正しく取り付けられていないIFCを取り出し、A1ノッチが合うようにトレイに正しく載せます。

6.

バーコード読み込みエラー

光学式文字認識がIFCのバーコードを読み取りの不具合

エラーメッセージウィンドウに手動でバーコードを入力してください。

7.

IFCの読み込みエラー

IFCまたはインターフェイスプレートがトレイに正しい向きで取り付けられていない。

IFCを取り出し、A1ノッチが合うようにトレイに正しく載せます。

8.

システムチェックエラー

システムキャリブレー
ション中のエラー

システムを再起動します。システムが復旧できない場合は、テクニカルサポー
トに連絡し、エラーコードを書き留めてください。

9.

機器前面上部のFluidigmロゴ（ステータスインジケー
タ、1ページのC1システムのコンポーネントを参照）が赤く点滅します。

• IFCの読み込みエラー

1.

• スクリプトを実行できません

2.
3.

エラーメッセージが表示された場合は、問題を解決するためにメッセー
ジで適切な処置を実行します。
“Insufficient vacuum”が表示された場合は、チャックをクリーニングし、実行を再開します。
エラーメッセージが表示されない場合は、次の点を確認してください。
• インターフェースプレートが設置されている.
• IFCのバーコードが正しく読み取られている.
• トレイが装置から正しく出し入れできる.
• スクリプトが実行される.
NOTE 問題が解決された場合、ステータスインジケータの赤い点滅がります。

4.
5.

手順1〜2で問題が解決しない場合は、装置背面の電源を切って再起動し、10秒待ってから電源をオンにして実行を再開します。
システムが復旧できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせく
ださい。

8C1 System USER GUIDE (PN: 100-4977), Appendix B: Related Documentation より

C1システム関連資料
Document Title

Part Number

Protocols and User Guides
C1 System Site Requirements Guide

100-5201

C1 Script Builder Software User Guide

100-7913

Using the C1 System to Capture Cells from Cell Culture and Perform Preamplification Using
Delta Gene™ Assays Protocol

100-4904

Using the C1 System to Capture Cells from Cell Culture and Perform Preamplification Using
TaqMan® Assays Protocol

100-6117

Using the C1 System to Capture Cells from Cell Culture and Perform Preamplification of
MicroRNA Species with TaqMan Assays Protocol

100-6667

Using the C1 System to Generate Single-Cell Libraries for DNA Sequencing Protocol

100-7135

Using the C1 System to Generate Single-Cell cDNA Libraries for mRNA Sequencing Protocol

100-7168

Generate cDNA Libraries with the C1 Single-Cell mRNA Seq HT IFC and Reagent Kit v2 Protocol

101-4964

Fluidigm Single-Cell Preparation Guide

100-7697

Quick References, Templates, and Specification Sheets
C1 System Specification Sheet

100-5476

C1 System Usage Quick Reference

100-5003

Updating the C1 System Software Quick Reference

100-6217

C1 mRNA Sequencing Data Sheet

101-3386

Single-Cell mRNA Seq PicoGreen Template

100-6260

Using a Microscope with an Automated Stage Quick Reference

100-6130

Minimum Specifications for Imaging Cells in Fluidigm Integrated Fluidic Circuits SpecificationSheet

100-5004

Pipetting Maps for the C1 mRNA Seq HT v2 Protocol: Quick Reference

101-4965

For technical support visit fluidigm.com/support9