非破壊試験機
PRO Tester TS-05
アンカーボルト複動式せん断試験機

スタートアップガイド

適合サイズ
M12～M20
W1/2～W7/8
D13～D19

Ver.1.0.0

目

次1，

標準セット付属品一覧

・・・・・

P-1

2，

注意事項

・・・・・

P-2

3，係数の設定方法

・・・・・

P-3

4，

データ収録機能

・・・・・

P-4

5，組立手順

・・・・・

P-5～7

6，

データ収録手順・・・・・

P-8～107，

特殊台座固定用アンカー抜き取り手順

・・・・・

P-11

8，

メモ

・・・・・

P-12

9，

メンテナンスノート

・・・・・

P-13

1， 標準セット付属品一覧

写真
高さ 10ｃｍ

1

センターホールシリンダー

2

シリンダー用特殊台座

3

専用チャック4

変位測定用キャップ

5変位変換器＋マグネットスタンド×２

6

手動ポンプ

7

高圧ホース×２8圧力変換器＋専用ケーブル

9

DG-1

10

特殊台座固定用アンカーセット

11

穿孔位置決め墨出しプレート

12

専用ケース×２※CFカードは別途お買い求めください。
P-1

2，注意事項
1， 説明書をよく読み理解してから、ご使用ください。
2， 指定用途以外には、使用しないで下さい。 損害、怪我を招く恐れがあります。
3， 圧力変換器のコード部分を持って引きずったりしないでください。破損の原因となります。
4， DG-1から煙が出ていたり、変な臭いや異常な音がしたら、ただちに電源を遮断してください。
そのまま使用すると、火災、感電の原因になります。

5， DG-1内部に異物や水を入れないで下さい。万一異物が入ったときは、ただちに電源を遮断して下さい。
そのまま使用すると、火災、感電の原因になります。

6， 引火性ガスまたは引火性蒸気がある場所で本器を使用しないで下さい。
7， 振動の激しい所でお使いになる時はご注意下さい。
8， 運搬時に落とす等、強い衝撃を加えますと故障の原因となりますので十分注意して下さい。
9， DG-1の、より詳しい取扱い方法は別紙のDG-1取扱説明書をご参照ください。

『確認荷重について』
あと施工アンカーせん断試験でのせん断荷重は、それぞれの現場、または、設計事務所によって多少異なる場合があります。

設定荷重値は設計事務所、または、現場監督に確認した後、確認試験を行って下さい。

本機は非破壊試験機です。母材の破壊やアンカーボルトの破断等のないよう、加える荷重には十分注意してください。

荷重値の測定を適切に行うため、DG-1の係数設定を必ず正しく行ってください。

P-2

3，係数の設定方法
1 設定するチャンネルの係数を【▲】【▼】【◀】【▶】で選択し、【ENT】を押します。

2 【◀】【▶】で変更する桁を指定し、【▲】【▼】で数値を変更します。
【ENT】で「設定」を選択します。
再度【ENT】を押します。

3 設定するチャンネルの小数点を【▲】【▼】【◀】【▶】で選択し、【ENT】を押します。
【▲】【▼】で小数点の位置を選択し、【ENT】を押します。

4 設定するチャンネルの単位を【▲】【▼】【◀】【▶】で選択し、【ENT】を押します。
【▲】【▼】で単位を選択し、【ENT】を押します。
【▲】【▼】【◀】【▶】で「設定」を選択し、【ENT】を押します。
※荷重単位は[kN]変位は[mm]が標準的です。

P-3

4，データ収録機能
1 本器にはCFに測定データを収録する機能が搭載されています。
挿入口：本体底部

2 収録されたデータは専用ソフトでCSVファイルで出力することが出来ます。
CH1～CH4の測定値が記録されていますが接続されていないCHは仕様上関係のない数値が入りますのでグラフ化する際にはご注意ください。

P-4

5，組立手順
1 付属の墨出しプレートを使用して特殊台座固定用アンカーを打設する墨出しを行います。

2 アンカーにあったドリルビットを使用して正しく穿孔します。
※垂直度、穿孔位置のズレが大きい場合
正しく特殊台座が取り付けできなくなるので垂直に穿孔できる工具を使用してください。

3 固定用アンカーを専用の打ち込み棒を使用し正しく打設します。

4 コンクリート母材の凹凸に応じて高さ調整用座金で特殊台座の浮かせ高さを調節して、コンクリート母材に対して水平になるようにしてください。

P-5

5 特殊台座を設置して付属している固定用ボルトで仮止めをしてください。
※穿孔位置がズレていたり角度が垂直でない場合は固定用ボルト4本を取り付けられなくなるのでご注意ください。
（4本未満では使用しないでください。）

6 ①センターホールシリンダーを設置し②落下防止プレートを取り付けて確実にボルトで締結してください。
③専用チャックでアンカーを挟み込み付属しているボルトで締結してください。
※推奨トルク値40N・m

7 仮止めしていた特殊台座を固定用ボルトで確実に締結し、四隅の止めねじを六角レンチで締めて固定用ボルトと特殊台座とのクリアランスをゼロにします。
※推奨トルク値60N・m

8 横向きや天井向きの場合は本体の固定が完了するまで落下の恐れがありますので十分にご注意ください。
天井向きの場合は6-①～②の手順を先に行ってから固定をすることで作業性が良くなる場合があります。

P-6

9 図のように変位変換器を２本設置します。
１番はシリンダーに取り付けているフタに変位変換器の先端を当ててください。
２番は特殊台座側に変位変換器の先端を当ててください。
※現場の状況に応じてマグネットスタンドで変位変換器の位置を調節してください。
想定される変位量に応じて予め変位変換器の差込量を調整してください。
※フタに緩みがないか必ず確認してください。
10 データロガーDG-1に変位変換器2本と圧力変換器を接続してください。
※接続場所はP-3で係数を設定したCHに接続してください。
図の接続位置は一例です。

11 センターホールシリンダーと手動ポンプにAとBのシールが貼られているのでA側とA側、B側とB側に接続します。
センターホールシリンダーの動作方向は本体に貼られている「→」の方向に動きます。
※手動ポンプの詳細な使い方は別紙のP-1D取扱説明書をご覧ください。

P-7

6，データ収録手順
1 電源を投入してまもなく、左のメインメニュー画面を表示します。
【◀】【▶】で測定モード（左側の列）を選び

写真
高さ 6ｃｍ【ENT】を押します。

2 メニュー画面から、各測定を選択すると数値モニタとサブメニューが表示されます。
【◀】【▶】で「設定」に移行し、

写真
高さ 6ｃｍ【ENT】で荷重値設定を表示します。

3 【▲】【▼】【◀】【▶】で「設定荷重」に移行し、【ENT】でアラーム荷重値入力を表示します。

写真
高さ 6ｃｍ4 【▲】【▼】【◀】【▶】でアラーム荷重値を入力し、【◀】【▶】で「設定」に移行します。
【ENT】でアラーム荷重値入力を設定します。

写真
高さ 6ｃｍP-8

5 【▲】【▼】【◀】【▶】で「アラーム音量」に移行し、【◀】【▶】でアラーム音量を設定します。

写真
高さ 6ｃｍ6 【▲】【▼】【◀】【▶】で「アラーム動作」に移行し、【ENT】を押します。

写真
高さ 6ｃｍ7 【▲】【▼】【◀】【▶】で「有効」を選択し、【ENT】を押します。

8 【▲】【▼】【◀】【▶】で「設定」に移行し、【ENT】を押し、荷重値設定を終了します。

P-9

9 荷重値設定を実施後、数値モニタを表示し、【START】を押して収録機能をスタートします。
※収録中は画面上に赤いバーが出現します。

写真
高さ 6ｃｍ

収録を開始したら、手動ポンプを操作して試験荷重まで載荷してください。

10 CH1 に入力された荷重値がアラーム荷重値に達すると、アラームが鳴り、画面の背景が点滅します。

写真
高さ 6ｃｍ【ESC】キーを押すとアラーム、背景の点滅が停止します。
収録を終了する場合は【STOP】を押します。

P-10

7，特殊台座固定用アンカー抜き取り手順
1 測定が完了したら[5,組立手順]と逆の手順で特殊台座を外します。
付属の固着解除棒をアンカーに差し込んでハンマーで叩きます。

2 スリーブ固定ホルダをアンカー本体に取り付けます。

3 抜取りボルトをスパナやインパクトドライバー等の工具で締め込むとアンカー本体とスリーブ固定ホルダが抜出してきます。

4 アンカーが完全に抜けたらコーンを磁石やラジオペンチで取り出してください。

残った孔は無収縮モルタル等で補修をして目立たなくして完了です。

P-11

8，メモ

P-12

9，メンテナンスノート
購入年月日
年

月

整備年月日

製品シリアル番号
手動ポンプ

複動式シリンダー

DG-1日
項目

年月日

校正・点検
修理・その他

年

月日

校正・点検
修理・その他

年

月日

校正・点検
修理・その他

年

月日

校正・点検
修理・その他

年

月日

校正・点検
修理・その他

年

月日

校正・点検
修理・その他

年

月日

校正・点検
修理・その他

年

月日

校正・点検
修理・その他

年

月日

校正・点検
修理・その他

年

月日

校正・点検
修理・その他

年

月日

校正・点検
修理・その他

年

月日

校正・点検
修理・その他

年

月日

校正・点検
修理・その他

年

月日

校正・点検
修理・その他

年

月日

校正・点検
修理・その他

年

月日

校正・点検
修理・その他

内容

P-13

事業者

担当

株式会社トラスト
大阪支店 〒567-0029
大阪府茨木市五日市緑町5番32号
TEL:072-621-4164
FAX:072-621-4166
販売店

販売担当

検品