高品質の消耗品で安定したサンプリングを実現

Bravo Liquid Handling Platform 用マイクロプレートとピペットチップ

安定した品質で消耗品によるエラーを回避
自動化をラボにうまく統合するには、すべての実験で消耗品が予想したとおり確実に機能する必要があります。アジレントのラボ自動化用消耗品は、アジレントの自動化機器用に設計・検証されているため、稼働時間を最大化し、サンプリングエラーを回避することができます。

– 優 れた品質のディスポーサブルピペットチップにより、クロスコンタミネーションのない高精度で正確な 液体移送 が 実現できます。すべてのロットが、包括的 な QC および機能性能テストを受 けており、Agilent Bravo Automated Liquid Handling Platform および AssayMAP Bravo ヘッド用に最適化されています。

– 検証済みのマイクロプレート（保存/アッセイマイクロプレートおよび試薬リザーバなど）は、ANSI 規格寸法、生体不活性（バイオイナート）、低結合性、耐熱性などの標準的な特徴を備えるように製造されています。

アジレントの包括的なアプリケーション、技術、ハードウェアサポートとともに、アジレントの自動化ソリュー
ションは、ラボでのサンプル調製の簡素化、手作業の削減、再現性の維持の実現をお手伝いします。

3

最高の結果を目指して設計されたピペットチップ

一貫性のある実験結果が得られるかどうかは、正確で再現性のある液体分注にかかっています。それには高品質のピペットチップが必要です。アジ

レントのピペットチップは、厳重に管理された環境（ISO 9001 登録および監査済み）で製造され、厳格なテスト手順に従っています。すべてのロットで次の点が確認されています。

– 検出可能な DNase および RNase ヌクレアーゼ活性がないこと– ヒト DNA がないこと– アデノシン三リン酸（ATP）がないこと– 重金属がないこと– エンドトキシン（発熱物質）による汚染がないこと– プロテアーゼ活性がないこと

お客様の実験ニーズに応える幅広いサイズと構成

これらの高品質ピペットチップとラック構成は、Bravo ヘッドを使用するアプリケーションに基づいて構築されています。

静電気の蓄積を減らし、ラボスペースを節約するために、ピペットチップは革新的なプロセスとパッケージングを用いて設計・製造されています。

滅菌チップ

無菌保証レベル （SAL）10-6 で無菌として認定されているアジレントの無菌ピペットチップ
は、細胞や DNA、RNA を用いる繊細な生体アプリケーション用に設計されています。汚染を防ぐために放射線照射され、汚染を防ぐために個別包装されます。

ピペットチップラックは滅菌包装で出荷されます。

フィルタ付きチップ

フィルタ付きピペットチップは、PCR、NGS、細胞生物学、分子生物学のアプリケーションに最適です。エアロゾルや液体に混入した異物からピペットシャフトを保護する一体型フィルタを使用して、効果的なバリアを形成します。さらに、マイクロプレートウェル間のキャリーオーバー汚染による誤差を大幅に削減します。

フィルタ付きチップには、複数のサイズがあります。

4大口径チップ

大口径ピペットチップは、同じ容量の標準チップよりも大きなオリフィスになっています。粘性の高い液体や壊れやすい細胞、DNA、大きな粒子・ビーズを含むサンプルの移送用に設計されています。

開口部 0.61 mm（0.024 インチ）の標準 250 µL

チップ（上）と開口部 1.52 mm（0.060 インチ）

アジレントのピペットチップオリフィスの比較
ピペットチップ

オリフィス直径

70 µL 標準0.36 mm（0.014 インチ）

70 µL 大口径

250 µL 大口径
250 µL 標準の大口径チップ（下）の比較

0.78 mm（0.031 インチ）
1.52 mm（0.060 インチ）
0.61 mm（0.024 インチ）

除電ラック

ピペットチップは、梱包または輸送・実験用ラックでの保管中に発生する摩擦による静電気の影響を受けやすくなっています。この帯電により、チップが周囲の材料に反発したり引き付けられたりして、チップが外れたり、取り付けが不適切になったりするおそれがあります。アジレントの除電ラックには、静電気の蓄積を軽減する樹脂が含まれており、信頼性の高い結果が得られ、不安のない自動運転が可能です。

除電ラックでピペットチップを静電気から守ります。

ネスト型チップ

廃棄物を減らし、デッキの空きスペースを増やします。アジレントのネスト型ピペットチッ

プラックを使用すると、最大 3 倍のチップをデッキに保管したり積み重ねたりすることができます。この除電ラックはふたがなく、標準のラックよりも薄く、静電気の蓄積を減らします。これらはすべて、危険物質の取り扱いを考慮した重要な特徴です。

標準的なピペットチップラック 5 個を重ねた際の高さと同等のスペースに、15 個のネスト型ピペットチップラックを重ねることができます。

5あらゆるワークフローに対応する Agilent マイクロプレート

高品質のマイクロプレートは、サンプル再分析を回避し、重要な締め切りを守るお手伝いをします。ワークフローで用いる高品質の製品は、設計と製造の世界的リーダーであるアジレントにお任せください。さらに、アジレントは世界規模のサプライチェーンを有しているため、必要なときに必要な製品を入手でき、タイムリーなプロジェクトの計画と実行が可能です。
標準的なマイクロプレートには次のような特長があります。

– ANSI 規格に準拠した寸法– 低結合性– バイオイナート– 自動化対応– 耐熱ポリプロピレン– シーリング用の突起のあるウェル

アッセイ、収集、および保存用マイクロプレート

医療グレードの化学耐性ポリマーで成形されたこれらのマイクロプレートは、反応化学や生体のアッセイ、低温保存、ろ過に最適です。マットシールとふたを利用できます。
次の構成からお選びいただけます。

– ウェル容量：58 µL ～ 10 mL– ウェル数：24、48、96、384– マイクロプレートの高さ：14 ～ 78 mm– V、丸、平面、およびピラミッドのボトム形状– 放射線照射オプションと非照射オプション

ポリプロピレンリザーバマイクロプレート

これらのマイクロプレートは、メソッドのスケールアップおよびスケールダウンアプリケーション、および実験計画法（DoE）アレイの作成に推奨されます。各マイクロプレートは、化学耐性ポリマーを使用して ANSI/SLAS 標準の設置面積で成形され、デッドボリュームを最小限に抑えるために最適化された形状になっています。

複数のオプションをご利用いただけます。

– パーティション容量：2.6 ～ 300 mL– パーティション数：0 ～ 24

– コントロール用パーティション– 開放、列（縦）または行（横）パーティション形状– V、平面、およびピラミッドのボトム形状– 放射線照射オプションと非照射オプション

6

マイクロプレート付属品

マイクロプレート用の汎用ふたは、透明または黒色のポリスチレン樹脂製のものをご用意しています。さらに、専用キャップマットが、Agilent 24、48、96 スクエアウェルマイクロ

プレートをシールするのに利用できます。専用キャップマットはすべて、Santoprene （化学耐性のある熱可塑性エラストマー）で成形されています。

7

ピペットチップの選択ガイド
ピペットチップラック

液量範囲

対応 Bravo

10 µL チップ、1 ラックに 384 本、50 ケース

0.3 ～ 10

10 µL チップ、滅菌済、1 ラックに 384 本、50 ケース
10 µL チップ、除電ラック、1 ラックに 384 本、50 ケース

説明

対応可能な

マイクロプレート

部品番号

96ST、384ST

96、384、1536

10734-202

0.3 ～ 10

96ST、384ST

96、384、1536

10734-212

0.3 ～ 10

96ST、384ST

96、384、1536

10734-302

0.3 ～ 10

96ST、384ST

96、384、1536

21740-202

0.3 ～ 10

96ST、384ST

96、384、153610734-312

0.3 ～ 10

96ST、384ST

96、384、1536

21740-212

30 µL チップ、1 ラックに 384 本、50 ケース

0.5 ～ 30

96ST、384ST

96、384、1536

11484-202

30 µL チップ、滅菌済、1 ラックに 384 本、50 ケース

0.5 ～ 30

96ST、384ST

96、384、1536

11484-212

30 µL チップ、除電ラック、1 ラックに 384 本、50 ケース

0.5 ～ 30

96ST、384ST

96、384、1536

11484-302

30 µL チップ、ネスト型、1 ラックに 384 本、90 ケース

0.5 ～ 30

96ST、384ST

96、384、1536

21750-202

30 µL チップ、滅菌済、除電ラック、1 ラックに 384 本、50 ケース

0.5 ～ 30

96ST、384ST

96、384、1536

11484-312

0.5 ～ 30

96ST、384ST96、384、1536

21750-212

0.5 ～ 15

96ST、384ST

96、384、1536

11484-322

（µL）

ヘッド

ウェル数

Agilent 10 µL ピペットチップラック

10 µL チップ、ネスト型、除電ラック、1 ラックに 384 本、
90 ケース

10 µL チップ、滅菌済、除電ラック、1 ラックに 384 本、
50 ケース

10 µL チップ、ネスト型、滅菌済、除電ラック、1 ラックに384 本、90 ケース

Agilent 30 µL ピペットチップラック

30 µL チップ、ネスト型、滅菌済、除電ラック、1 ラックに 384 本、
90 ケース

30 µL チップ、滅菌済、フィルタ付き、除電ラック、1 ラックに 384 本、
50 ケース8

ピペットチップラック
（続き）
液量範囲

対応 Bravo

70 µL チップ、1 ラックに 384 本、50 ケース

0.75 ～ 70

70 µL チップ、滅菌済、1 ラックに 384 本、50 ケース

説明

対応可能な

マイクロプレート

部品番号

96ST、384ST

96、384

19133-102

0.75 ～ 70

96ST、384ST

96、38419133-112

70 µL チップ、除電ラック、1 ラックに 384 本、50 ケース

0.75 ～ 70

96ST、384ST

96、38419133-202

70 µL チップ、滅菌済、除電ラック、1 ラックに 384 本、50 ケース

0.75 ～ 70

96ST、384ST

96、384

19133-212

0.75 ～ 50

96ST、384ST

96、384

19133-142

2.0 ～ 70

96ST、384ST

96 のみ

19134-012

2.0 ～ 70

96ST、384ST

96 のみ

19134-002

2.0 ～ 50

96ST、384ST

96 のみ

19134-022

（µL）

ヘッド

ウェル数

Agilent 70 µL ピペットチップラック

70 µL チップ、滅菌済、フィルタ付き、除電ラック、1 ラックに 384 本、50 ケース70 µL チップ、大口径、滅菌済、除電ラック、1 ラックに 384 本、
50 ケース

70 µL チップ、大口径、除電ラック、1 ラックに 384 本、50 ケース
70 µL チップ、大口径、フィルタ付き、滅菌済、除電ラック、
1 ラックに 384 本、50 ケース

Agilent 250 µL ピペットチップラック

250 µL チップ、1 ラックに 96 本、50 ケース

2.0 ～ 250

96LT96、38419477-002

250 µL チップ、滅菌済、1 ラックに 96 本、50 ケース

2.0 ～ 250

96LT96、38419477-012

250 µL チップ、フィルタ付き、滅菌済、1 ラックに 96 本、50 ケース

2.0 ～ 180

96LT96、38419477-022

250 µL チップ、大口径、1 ラックに 96 本、50 ケース

5.0 ～ 250

96LT96 のみ

19477-032

250 µL チップ、大口径、滅菌済、1 ラックに 96 本、50 ケース

5.0 ～ 250

96LT

96 のみ

19477-072

5.0 ～ 180

96LT

96 のみ

19477-082

250 µL チップ、大口径、フィルタ付き、滅菌済、1 ラックに 96 本、
50 ケース9

マイクロプレートのセレクションガイド*
アッセイ、収集、および保存用マイクロプレート
説明

ウェル容量（mL）

部品番号

24 ウェルポリプロピレン、スクウェアウェル、ピラミッド底、高さ 44 mm、25 ケース

10201272-100

24 ウェルポリプロピレン、スクウェアウェル、丸底、高さ 44 mm、照射済み、25 ケース

10202061-100

24 ウェルポリプロピレン、スクウェアウェル、丸底、高さ 44 mm、25 ケース

10202061-300

24 ウェル照射済みポリプロピレン、スクウェアウェル、ピラミッド底、高さ 44 mm、25 ケース

10204023-100

48 ウェル（6 列 x 8 カラム）ポリプロピレン、スクウェアウェル、ピラミッド底、高さ 44 mm、25 ケース

4.8

201306-100

48 ウェル（8 列 x 6 カラム）ポリプロピレン、角型ウェル、ピラミッド底、高さ 44 mm、25 ケース

5201238-100

48 ウェル（8 列 x 6 カラム）メタロセンポリプロピレン、角型ウェル、ピラミッド底、高さ 44 mm、25 ケース

5203903-100

48 ウェル（8 列 x 6 カラム）ポリプロピレン、角型ウェル、ピラミッド底、高さ 44 mm、照射済み、25 ケース

5204351-100

48 ウェル（8 列 x 6 カラム）ポリプロピレン、角型ウェル、ピラミッド底、高さ 68 mm、15 ケース

7.5

201236-100

Agilent 24 ウェルアッセイ/収集/保管用プレート

Agilent 48 ウェルアッセイ/収集/保管用プレート* マイクロプレートの販売情報は 14 ページをご覧ください。

10

アッセイ、収集、および保存用マイクロプレート（続き）
説明

ウェル容量（mL）

部品番号

96 ウェルポリプロピレン、丸形ウェル、丸底、高さ 14.3 mm、50 ケース

0.5203942-100

96 ウェルポリプロピレン、丸形ウェル、丸底、高さ 14.3 mm、25 ケース0.5204600-100

96 ウェルポリプロピレン、丸形ウェル、丸底、高さ 14.3 mm、照射済み、25 ケース

0.5204601-100

96 ウェルポリプロピレン、丸形ウェル、丸底、高さ 14.3 mm、照射済み、50 ケース

0.5204602-100

96 ウェルポリプロピレン、スクウェアウェル、平底、高さ 19 mm、50 ケース

0.7201242-100

96 ウェルポリプロピレン、丸形ウェル、丸底、高さ 32 mm、25 ケース

1203426-100

96 ウェルポリプロピレン、丸形ウェル、丸底、高さ 32 mm、照射済み、25 ケース

1204357-100

96 ウェルポリプロピレン、丸形ウェル、丸底、高さ 32 mm、白、25 ケース

1204392-100

96 ウェルポリプロピレン、スクウェアウェル、V 底、高さ 30.6 mm、25 ケース

1.1

201276-100

96 ウェルポリプロピレン、スクウェアウェル、V 底、高さ 30.6 mm、照射済み、25 ケース

1.1

204355-100

96 ウェルポリプロピレン、スクウェアウェル、ピラミッド底、高さ 44 mm、25 ケース

2201240-100

96 ウェル超高純度ポリプロピレン、スクウェアウェル、ピラミッド底、高さ 44 mm、25 ケース

2201379-100

96 ウェルポリプロピレン、スクウェアウェル、ピラミッド底、高さ 44 mm、照射済み、25 ケース

2204353-100

96 ウェル超高純度ポリプロピレン、スクウェアウェル、ピラミッド底、高さ 44 mm、照射済み、25 ケース

2204379-100

384 ウェルポリプロピレン、スクウェアウェル、丸底、高さ 14.5 mm、60 ケース

0.058（58 µL）

201288-100

384 ウェルブラックポリプロピレン、スクウェアウェル、丸底、高さ 14.5 mm、60 ケース

0.058（58 µL）

201290-100

384 ウェルポリプロピレン、スクウェアウェル、丸底、高さ 14.5 mm、照射済み、60 ケース

0.058（58 µL）

204369-100

384 ウェルポリプロピレン、スクウェアウェル、丸底、高さ 19 mm、10 ケース

0.2（200 µL）

204586-100

384 ウェルポリプロピレン、スクウェアウェル、丸底、高さ 19 mm、照射済み、10 ケース

0.2（200 µL）

204587-100

96 ウェルアッセイ/収集/保管用プレート

384 ウェルアッセイ/収集/保管用プレート

11ポリプロピレンリザーバマイクロプレート

キャビティ容量説明（mL）

部品番号

単一キャビティリザーバ

単一キャビティポリプロピレン、96 ピラミッド底形状、高さ 44 mm、25 ケース

300

201244-100

単一キャビティブラックポリプロピレン、96 ピラミッド底形状、高さ 44 mm、25 ケース

300

201246-100

単一キャビティ照射済みポリプロピレン、96 ピラミッド底形状、高さ 44 mm、25 ケース

300

204017-100

単一キャビティポリプロピレン、12 -カラム底形状、高さ 44 mm、25 ケース

290

201250-100

単一キャビティ照射済みポリプロピレン、12 -カラム底形状、高さ 44 mm、25 ケース

290

204093-100

単一キャビティポリプロピレン、8 -列底形状、高さ 44 mm、25 ケース

290

201252-100

単一キャビティポリプロピレン、8 -列底形状、高さ 44 mm、照射済み、25 ケース

290

204504-100

単一キャビティポリプロピレンリザーバ、384 ピラミッド底形状、高さ 44 mm、25 ケース

282

201264-100

単一キャビティポリプロピレンリザーバ、384 ピラミッド底形状、高さ 30.6 mm、25 ケース

170

201302-100

単一キャビティポリプロピレン、384 -ピラミッド底形状、高さ 30.6 mm、照射済み、25 ケース

170

204377-100

単一キャビティポリプロピレン、12 -カラム底形状、高さ 30.6 mm、25 ケース

170

200686-100

単一キャビティポリプロピレン、12 -カラム底形状、高さ 30.6 mm、照射済み、25 ケース

170

204363-100

単一キャビティポリプロピレンリザーバ、384 ピラミッド底形状、高さ 19 mm、25 ケース

92

201266-100

単一キャビティポリプロピレン、384 -ピラミッド底形状、高さ 19 mm、照射済み、25 ケース

92

204612-100

単一キャビティポリプロピレン、平底形状、高さ 19 mm、25 ケース

90

201270-100

単一キャビティポリプロピレン、96 ピラミッド底形状、高さ 19 mm、25 ケース

86

201254-100

単一キャビティポリプロピレン、96 -ピラミッド底形状、高さ 19 mm、照射済み、25 ケース

86

204484-100

12ポリプロピレンリザーバマイクロプレート（続き）
説明

キャビティ容量

（mL）

部品番号

2 ～ 24 列（縦分割）リザーバ

2-列ポリプロピレン、最大 292 mL、ピラミッド底形状、高さ 44 mm、25 ケース

146

203852-100

2-列ポリプロピレン、最大 292 mL、ピラミッド底形状、高さ 44 mm、照射済み、25 ケース

146

204359-100

3- 列ポリプロピレン、最大 285 mL、ピラミッド底形状、高さ 44 mm、25 ケース

95

204249-100

3-列ポリプロピレン、最大 285 mL、ピラミッド底形状、高さ 44 mm、照射済み、25 ケース

95204361-100

4- 列ポリプロピレン、最大 292 mL、ピラミッド底形状、高さ 44 mm、25 ケース

73201308-100

4- ポリプロピレン、最大 292 mL、ピラミッド底形状、高さ 44 mm、照射済み、25 ケース

73204282-100

6- 列ポリプロピレン、最大 282 mL、24 ピラミッド底形状、高さ 44 mm、25 ケース

47201284-100

6-列ポリプロピレン、最大 282 mL、24 ピラミッド底形状、高さ 44 mm、照射済み、25 ケース

47204284-100

12-列ポリプロピレン、最大 252 mL、ピラミッド底形状、高さ 44 mm、25 ケース

21201256-100

12-列照射済みポリプロピレン、最大 252 mL、ピラミッド底形状、高さ 44 mm、25 ケース

21204095-100

12- ポリプロピレン、最大 84 mL、ピラミッド底形状、高さ 19 mm、25 ケース

7201280-100

12- 列ポリプロピレン、最大 84 mL、ピラミッド底形状、高さ 19 mm、照射済み、25 ケース

7204365-100

24-列ポリプロピレン、最大 78 mL、ピラミッド底形状、高さ 19 mm、25 ケース

3.25201296-100

24-列ポリプロピレン、最大 78 mL、ピラミッド底形状、高さ 19 mm、照射済み、25 ケース

3.25204373-100

4-行ポリプロピレン、最大 292 mL、ピラミッド底形状、高さ 44 mm、25 ケース

73201312-100

4-行ポリプロピレン、最大 292 mL、ピラミッド底形状、高さ 44 mm、照射済み、25 ケース

73204280-100

8-行ポリプロピレン、最大 256 mL、ピラミッド底形状、高さ 44 mm、25 ケース

32201260-100

8-行照射済みポリプロピレン、最大 252 mL、ピラミッド底形状、高さ 44 mm、25 ケース

32204019-100

8-行ポリプロピレン、最大 85 mL、ピラミッド底形状、高さ 19 mm、25 ケース

10.6201282-100

8- 行ポリプロピレン、最大 85 mL、ピラミッド底形状、高さ 19 mm、照射済み、25 ケース

10.6204367-100

16-行ポリプロピレン、最大 78 mL、ピラミッド底形状、高さ 19 mm、25 ケース

4.9201294-100

16-行ポリプロピレン、最大 78 mL、ピラミッド底形状、高さ 19 mm、照射済み、25 ケース

4.9204371-100

4 ～ 16 行（横分割）リザーバ* マイクロプレートの販売情報は 14 ページをご覧ください。

13ポリプロピレンリザーバマイクロプレート（続き）
説明

キャビティ容量

（mL）

部品番号

独自 3、5、および 24 キャビティのリザーバ

独自 3 キャビティポリプロピレン、コントロールウェル 2 箇所（7 mL 容量ウェル、24 列目の A ～ L 相当位置、2 mL 容量ウェル、24 列目の M ～ P 相当位置）と 273 mL 容量のメインウェル、1 列目から 23 列目相当位置、384 ピラミッド底形状、高さ 44 mm、25 ケース

201286-100と 145 mL 容量のメインウェル、1 列目から 22 列目相当位置、384 ピラミッド底形状、高さ 30.6 mm、25 ケース

独自 5 キャビティポリプロピレン、コントロールウェル 4 箇所（2.6 mL 容量ウェル、23 ～ 24 列目の A ～ H 相当位置および I ～ P 相当位置）

201300-100

独自 5 キャビティポリプロピレン、コントロールウェル 4 箇所（3.25 mL 容量ウェル、1、2、11、12 列目）と 86.3 mL 容量のメインウェル、

3 列目から 10 列目相当位置、24 ピラミッド底形状、高さ 19 mm、25 ケース

201278-100

ピラミッド底形状、高さ 19 mm、25 ケース

独自 24 キャビティポリプロピレン、3.5 mL 容量ウェル （1 ～ 12 列目の A ～ D 相当位置、および E ～ H 相当位置）、最大 84 mL、201298-100

ピラミッド底形状、高さ 19 mm、照射済み、25 ケース

独自 24 キャビティポリプロピレン、3.5 mL 容量ウェル （1 ～ 12 列目の A ～ D 相当位置、および E ～ H 相当位置）、最大 84 mL、204375-100

専用のマイクロプレートが必要ですか？

バーコード、専用パッケージ、メディアカプセル化、または独自のフィルタメンブレンやプレート構成など、お客様の設計に必要なあらゆるものにアジレントは対応します。

詳しくはお問い合わせください：お問い合わせフォーム

マイクロプレートのセレクションガイド（p.10 ～ p.14 掲載）の製品につきましては、日本国内では日本ジェネティクス株式会社より販売を行っております。
お問い合わせ先：日本ジェネティクス株式会社

https://www.n-genetics.com/

14優れた成果をサポート

Agilent CrossLab は、サービスと消耗品を統合し、お客様のワークフローのサポート、生産性の向上や運用の効率化を実現するためのお手伝いをいたします。アジレントは、あらゆる場面で「見えない価値」を提供し、お客様の目標達成を支援します。メソッドの最適化とトレーニングからラボ全体の移設と運用分析までの幅広い製品とサービスを提供することにより、お客様が機器とラボを管理して最高の性能を実現できるようお手伝いをさせていただきます。

CrossLab の詳細についてはホームページをご覧ください。

15

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。
DE85056976

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2022
Printed in Japan, July 27, 2022
5994-5118JAJP