放射能測定法シリーズ

放射性ストロンチウム分析法

平成 15 年改訂

文

部

科

学

省

科学技術・学術政策局
原子力安全課防災環境対策室2

「放射性ストロンチウム分析法」の改訂にあたって

放射性降下物及び原子力施設周辺の環境放射線モニタリングにおける放射能・放射線の分析・測定は、データ評価の観点から、斉一化された方法により実施されることが望ましい。放射能測定法シリーズ（以下、マニュアルと記す）は、関係各機関からの要請を受け、旧科学技術庁が昭和 32 年に「放射能測定法（現：全ベータ放射能測定法）」を制定して以来、環境放射線モニタリングのマニュアルとして自治体等で用いられている。
本マニュアルについては、「放射能測定法マニュアル等専門家会合」において当該分野の専門家による審議を経て、今般策定したものである。
今後も、専門家会合をとおして逐次マニュアルの見直しを行い、時代のニーズに応える
最新の内容を保持すべく努力する所存であり、マニュアルが関係各機関において信頼できるデータを提供するために役立てられ、環境放射能分析技術の維持・向上に貢献されることを期待する。
平成 15 年 7 月
文部科学省科学技術・学術政策局
原子力安全課防災環境対策室

目
第1章

序

論

第2章

試薬の調製

次

···························································

1·······················································

3

2.1 標準溶液·························································

3

2.2 担体溶液·························································

3···························································

4

2.3 酸

類

2.4 アルカリ類
2.5 塩類·······················································

5···························································

5

2.6 その他の試薬類
第3章

降下物

···················································

6···························································

7

3.1 イオン交換法·····················································

7

3.2 発煙硝酸法·······················································

12

3.3 シュウ酸塩法·····················································

16

大気浮遊じん·····················································

21

4.1 イオン交換法·····················································

21

4.2 発煙硝酸法·······················································

24

4.3 シュウ酸塩法·····················································

26···························································

28

第4章

第5章

陸

水

5.1 イオン交換法·····················································

28

5.2 発煙硝酸法·······················································

33

5.3 シュウ酸塩法·····················································

35···························································

37

第6章

海

水

6.1 イオン交換法·····················································

37

6.2 発煙硝酸法·······················································

42

6.3 シュウ酸塩法·····················································

45

土壌・海底土·····················································

49

7.1 イオン交換法·····················································

49

7.2 発煙硝酸法·······················································

55

7.3 シュウ酸塩法·····················································

57

第7章

ⅰ

第8章

············································································································

61

8.2 発煙硝酸法·······················································

69

8.3 シュウ酸塩法·····················································

71

8.4 溶媒抽出法·······················································

74·····················

77

9.1 試薬・器具・装置·················································

77

9.2 放射能測定の手順·················································

77

ストロンチウム 90 及びストロンチウム 89 の測定

9.3 放射能測定試料のマウント法·······································

78

9.4 ストロンチウム 90 の定量法········································

81

9.5 ストロンチウム 89 の定量法········································

83

説
解説 A

イオン交換法の検討－カルシウムが 5g まで含まれる試料に適用できる方法－································································

付

61

8.1 イオン交換法

第9章

解

灰試料

解説 B

イオン交換法におけるカルシウム分離除去の簡易チェック法

解説 C

海水試料の予備濃縮89·········

92·············································

93

録
付録 1

ストロンチウム 90 等の核データと壊変図··························

97

付録 2

クロスチェック分析結果等·······································

98

付録 3

環境試料中のストロンチウム 90 濃度

付録 4

分析流れ図

付録 5

参考文献

······························· 102······················································ 103·······················································

ii

159

第 1 章序論

我 が 国 の 環 境 放 射 能 調 査 は 、大 気 圏 内 核 実 験 に よ る 放 射 性 降 下 物 を 主 体 と し て
始 め ら れ た が 、近 年 で は 原 子 力 発 電 所 な ど 原 子 力 施 設 か ら の 影 響 を 把 握 す る 目 的としても行われている。
本 マ ニ ュ ア ル は 、核 分 裂 収 率 の 高 い 放 射 性 ス ト ロ ン チ ウ ム の う ち 、環 境 影 響 評
価 上 重 要 で あ る ス ト ロ ン チ ウ ム 90 及 び ス ト ロ ン チ ウ ム 89 の 定 量 法 に つ い て 定 め
たものである。
今 回 の 改 訂 に お い て は 、発 煙 硝 酸 が 取 扱 い 上 注 意 を 要 す る 試 薬 で あ り 、ま た 水
質 汚 濁 防 止 法 (環 境 省 ) に お い て 硝 酸 化 合 物 等 の 排 水 基 準 が 設 定 さ れ た こ と などを考慮し、分析操作上安全性の高いイオン交換法を主たる分析方法とした。
改訂に際し、種々の検討を行った。それらのうち主要な項目を以下に記す。
(1) 3 訂 に 記 載 さ れ た イ オ ン 交 換 法 に つ い て 、 分 析 試 料 中 の カ ル シ ウ ム が 1g
ま で の 試 料 に 適 用 可 能 で あ っ た が 、 カ ル シ ウ ム 5g ま で の 試 料 に 適 用 範 囲 を拡大した。
(2) 3 訂 に 記 載 さ れ た イ オ ン 交 換 法 は 海 水 2L に 適 用 可 能 で あ っ た が 、 前 処 理
濃 縮 を 行 い 、 海 水 40L ま で 可 能 と し た 。
(3) 発 煙 硝 酸 法 に つ い て 、 海 水 試 料 の 炭 酸 塩 沈 殿 生 成 時 の pH を 9.7 と し 、 沈
殿容量を少なくして後の操作性を高めた。
(4) イ オ ン 交 換 法 及 び 発 煙 硝 酸 法 に つ い て 、土 壌 試 料 の ス ト ロ ン チ ウ ム 回 収 率を高めるために、シュウ酸塩沈殿操作を繰り返す方法を取り入れた。
(5) 安 定 ス ト ロ ン チ ウ ム 及 び カ ル シ ウ ム の 定 量 法 と し て 、誘 導 結 合 プ ラ ズ マ 発
光 分 光 分 析 法 (以 下 、 ICP 発 光 分 光 分 析 法 と い う ) を 追 加 し た 。
(6) 今 回 の 改 訂 に 際 し て 行 っ た 検 討 実 験 結 果 、分 析 流 れ 図 、参 考 文 献 リ ス ト を解説あるいは付録として記載した。
(7) 分 析 結 果 を 評 価 す る 上 で 参 考 と な る よ う に 、環 境 試 料 中 の ス ト ロ ン チ ウ ム
90 濃 度 を 付 録 に 示 し た 。
なお、それぞれの分析法の特徴を以下に示す。
① イ オ ン 交 換 法 、発 煙 硝 酸 法：カ ル シ ウ ム 等 の 分 析 測 定 に お け る 妨 害 元 素 を
分 離 除 去 す る 。ス ト ロ ン チ ウ ム 90 及 び ス ト ロ ン チ ウ ム 89 の 両 方 を 定 量 できる。
② シ ュ ウ 酸 塩 法：カ ル シ ウ ム を 分 離 除 去 し な い 方 法 で あ る 。ス ト ロ ン チ ウ ム
90 は 定 量 で き る が 、 ス ト ロ ン チ ウ ム 89 は 定 量 で き な い 。
③ 溶 媒 抽 出 法：牛 乳 を 対 象 と し て い る 。シ ュ ウ 酸 塩 法 と 同 様 に ス ト ロ ン チ ウ
ム 89 を 定 量 で き な い 。

- 1 -分 析 供 試 量 及 び ス ト ロ ン チ ウ ム 90 の 分 析 目 標 レ ベ ル を 下 表 に 示 す 。
試 料 名

分析供試量

分析目標レベル単位

0.04

MBq/km 2

2

降下物

0.5m

大気浮遊じん10000m 3

0.002

mBq/m 3

陸水

100L

0.2

mBq/L

海水

40L

0.6

mBq/L

土壌・海底土100g 乾 土

0.2

Bq/kg 乾 土

灰試料

1kg 生 相 当

0.02

Bq/kg 生注 ) 分 析 目 標 レ ベ ル は 、次 の 条 件 で 計 算 し た 。計 数 効 率 27%、バ ッ ク
グ ラ ウ ン ド 0.3cpm、 60 分 測 定 、 ス ト ロ ン チ ウ ム 回 収 率 90%。

- 2 -

第 2 章

試薬の調製

本マニュアルに記載された方法に従って分析を行う場合に必要な試薬とその調製方法を示す。
本文中の質量及び容量の数字は、単に調製の割合を例示したもので、調製に当たっては
必要に応じて適宜増減する。試薬は日本工業標準規格(JIS) 試薬を用い、規格に規定されていないものについては、できるだけ純度の高いものを用いる。
2.1 標準溶液
2.1.1 放射能標準溶液 *1
ストロンチウム 90 標準溶液：正確な放射能濃度のわかっているもの。
ストロンチウム 89 標準溶液：正確な放射能濃度のわかっているもの。
2.1.2 ICP 発光分光分析及び原子吸光分析用標準溶液
ストロンチウム標準溶液(1000mgSr/L)
カルシウム標準溶液(1000mgCa/L)イットリウム標準溶液(1000mgY/L)
使用に際しては、必要とする濃度に上記市販品を水で正確に希釈する。
2.1.3 滴定用標準溶液
塩化物イオン標準溶液(10mgCl/ml)：塩化ナトリウム(標準試薬 NaCl) を 500～650℃で40～50 分間乾燥し、デシケーター中で放冷後、正確に 16.485g を取り１L メス
フラスコに移し、水を標線まで加える。
0.5mol/L硝酸銀標準溶液：硝酸銀(AgNO3) 85.0gを水 1000mlに溶解し、かっ色瓶に入れて暗所に保存する。
シュウ酸ナトリウム(固体)：シュウ酸ナトリウム(標準試薬Na2C2O4) を 100℃で 45～60
分間乾燥し、デシケーター中で放冷後使用する。
0.02mol/L過マンガン酸カリウム標準溶液：過マンガン酸カリウム(KMnO4) 6.32gを 3L
ビーカーに取り、水 2000mlを加え、時計皿でおおい、1～2 時間静かに煮沸する。
一夜暗所で放冷した後の上澄み液をガラスフィルター(151G4) で吸引ろ過し、かっ色瓶に入れて保存する。
2.2 担体溶液
ストロンチウム担体溶液(10mgSr/ml)：硝酸ストロンチウム(Sr(NO3)2) を 300℃で 2～
3 時間乾燥し、デシケーター中で放冷後、正確に 24.15gを取り 1Lメスフラスコ*1

日 本アイソトー プ協会 (http://www.jrias.or.jp/ ，〒113-8941

2-28-45) から頒布されている。

- 3 -

東京都 文京区本駒 込に移し、水を標線まで加える。
ストロンチウム担体溶液(100mgSr/ml)：硝酸ストロンチウム(Sr(NO3)2) を 300℃で 2～3 時間乾燥し、デシケーター中で放冷後、正確に 241.5gを取り 1Lメスフラス
コに移し、水を標線まで加える。
塩化鉄(Ⅲ)-イットリウム混合担体溶液((1mgFe+10μgY)/ml)：電解鉄を正確に 1.000g
取り、王水に溶解し、放冷後、1L メスフラスコに移す。イットリウム担体溶液(10mgY/ml) を正確に 1ml 加え、水を標線まで加える。
塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml)：塩化鉄(Ⅲ)六水和物(FeCl3 ･6H2O) 6.0gを塩酸(1+1) 5ml
及び水に溶解して 250mlとする。
イットリウム担体溶液(１mgY/ml)：酸化イットリウム(Y2O3) を正確に 1.270g取り、硝酸(1+1) 50mlに注意しながら加熱して溶解し、放冷後 1Lメスフラスコに移し、水を標線まで加える。
イットリウム担体溶液(10mgY/ml)：酸化イットリウム(Y2O3) を正確に 1.270g取り、硝酸(1+1) 50mlに注意しながら加熱して溶解し、放冷後 100mlメスフラスコに移し、水を標線まで加える。
カルシウム担体溶液(50mgCa/ml)：炭酸カルシウム(CaCO3) 125gを 1Lビーカーに取り、水 500mlを加え、塩酸を少しずつ加えて完全に溶解し、水を加えて 1Lとする。
バ リウ ム担体 溶液 (10mgBa/ml)：水 酸化 バリウ ム八 水和物 (Ba(OH)2 ･8H2O) *25.7gを300mlビーカーに取り、水 200mlを加え、塩酸(1+1) を少しずつ加えてpH約 4 として完全に溶解し、水を加えて 250mlとする。
ランタン担体溶液(10mgLa/ml)：酸化ランタン(La2O3) を正確に 11.728g取り、塩酸(1+1) 10mlに溶解し、1Lメスフラスコに移し、水を標線まで加える。
2.3 酸類塩酸
塩酸(2+1)：水 1 容に塩酸 2 容を加えて混合する。
塩酸(1+1)：水 1 容に塩酸 1 容を加えて混合する。
塩酸(1+2)：水 2 容に塩酸 1 容を加えて混合する。
塩酸(1+3)：水 3 容に塩酸 1 容を加えて混合する。
塩酸(1+5)：水 5 容に塩酸 1 容を加えて混合する。
塩酸(1+11)：水 11 容に塩酸 1 容を加えて混合する。
塩酸(1+23)：水 23 容に塩酸 1 容を加えて混合する。
硝酸
硝酸(1+1)：水 1 容に硝酸 1 容を加えて混合する。
発煙硝酸(比重 1.52)*2放射性物質を含んでいることがあるので、使用する前に試薬ブランクテストをして分析に支障がある濃度か否かを確かめる必要がある。

- 4 -

発煙硝酸(比重 1.45)：水 1 容に発煙硝酸(比重 1.52) 3 容を流水中で冷却しながら少しずつ加える。 *3 流水中で十分冷却後、水を少しずつ加え、比重計を用いて比重 1.45 とする。
王水：塩酸 3 容に硝酸 1 容を加えて混合する。使用直前に調製する。
硫酸(1+3)：水 3 容に硫酸 1 容を十分冷却し混合しながら少しずつ加える。 *3
シュウ酸：シュウ酸二水和物(H2C2O4･2H2O) の固体結晶
酢酸(7+13)：水 13 容に酢酸 7 容を加えて混合する。
2.4 アルカリ類
アンモニア水アンモニア水(1+1)：水 1 容にアンモニア水 1 容を加えて混合する。
アンモニア水(1+100)：水 100 容にアンモニア水 1 容を加えて混合する。
アンモニア水(1+500)：水 500 容にアンモニア水 1 容を加えて混合する。
水酸化ナトリウム：固体 NaOH
水酸化ナトリウム溶液(24W/V%)：水酸化ナトリウム(NaOH) 240g を水に溶解して 1L とする。
2.5 塩類
塩化アンモニウム：固体NH4Cl
酢酸アンモニウム溶液(46W/V%)：酢酸アンモニウム(CH3COONH4) 46gを水に溶解して100mlとする。
酢酸アンモニウム溶液(15.4W/V%)：酢酸アンモニウム(CH3COONH4) 154gを水に溶解して 1Lとする。
酢酸アンモニウム溶液(0.6W/V%)：酢酸アンモニウム(CH3COONH4) 6gを水に溶解して 1Lとする。
炭酸アンモニウム：固体
炭酸アンモニウム溶液(飽和)：炭酸アンモニウム 200g と水 250ml をガラス瓶に入れ、十分振り混ぜて静置する。未溶解の炭酸アンモニウムが沈降した後の上澄み液を使用する。使用後水を補充して振り混ぜておけば、瓶の底に固体の炭酸アンモニウムが残っている限り飽和溶液として使用できる。
炭酸アンモニウム溶液(1W/V%)：炭酸アンモニウム 1g を水に溶解して 100ml とする。
シュウ酸アンモニウム溶液(飽和)：シュウ酸アンモニウム一水和物 ((NH4)2C2O4･H2O)
30gと水 250mlをガラス瓶に入れ、十分振り混ぜて静置する。未溶解のシュウ酸
アンモニウムが沈降した後の上澄み液を使用する。使用後水を補充して振り混ぜておけば、瓶の底に固体のシュウ酸アンモニウムが残っている限り飽和溶液として使用できる。
*3

発熱が非常に激しいので、冷却しながら少しずつ加え、過熱突沸に十分注意する。

- 5 -シュウ酸アンモニウム溶液(0.2W/V%)：シュウ酸アンモニウム一水和物 ((NH4)2C2O4･
H2O) 2gを水に溶解して 1Lとする。
炭酸ナトリウム：固体Na2CO3
炭酸ナトリウム溶液(飽和)：炭酸ナトリウム(Na2CO3) 110gと水 250mlをガラス瓶に入れ、十分振り混ぜて静置する。未溶解の炭酸ナトリウムが沈降した後の上澄み液を使用する。使用後水を補充して振り混ぜておけば、瓶の底に固体の炭酸ナトリウムが残っている限り飽和溶液として使用できる。
クロム酸カリウム溶液(30W/V%)：クロム酸カリウム(K2CrO4) 30gを水に溶解して 100mlとする。
硝酸ランタン溶液(0.2W/V%)：硝酸ランタン六水和物(La(NO3)3･6H2O) 2.66gを水に溶解
して 1Lとする。
2.6 その他の試薬類
過酸化水素水
メタノール
エタノール
トルエン
HDEHP-トルエン溶液(容積比 2:1)：HDEHP(Bis(2-ethylhexyl) Hydrogenphosphate) 2
容にトルエン 1 容を加えて混合する。
コロジオン-エタノール溶液(容積比 1:20)：コロジオン 1 容にエタノール 20 容を加えて混合する。
フルオレセインナトリウム溶液(0.8W/V%)：フルオレセインナトリウム(ウラニン)
0.8g を水に溶解して 100ml とする。
デキストリン溶液(8W/V%)：デキストリン 8g を水に溶解して 100ml とする。
pH 試験紙：pH1～11(ユニバーサル・タイプ)
BCG 溶液：市販のブロム・クレゾール・グリーン溶液
フェノールフタレイン溶液：フェノールフタレイン 0.5g をエタノール 250ml に溶解し、水を加えて 500ml とする。

- 6 -

第 3 章降下物

降下物中の放射性ストロンチウムは、1 ヵ月分の試料を蒸発法などにより濃縮後、イオン交換法、発煙硝酸法またはシュウ酸塩法により定量する。
3.1 イオン交換法
3.1.1 試薬・器具・装置
試薬
担体溶液

ストロンチウム担体溶液(10mgSr/ml)
塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml)
カルシウム担体溶液(50mgCa/ml)

酸類

塩酸(1+1) 、(1+3) 、(1+11) 、(1+23)
硝酸
王水
シュウ酸

アルカリ類

アンモニア水、アンモニア水(1+100) 、(1+500)
水酸化ナトリウム、水酸化ナトリウム溶液(24W/V%)

塩

類

塩化アンモニウム
酢酸アンモニウム溶液(15.4W/V%)
炭酸アンモニウム溶液(飽和)
シュウ酸アンモニウム溶液(飽和) 、(0.2W/V%)
炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム溶液(飽和)

そ

の

他

メタノール
エタノール
pH 試験紙
BCG 溶液フェノールフタレイン溶液

イオン交換樹脂

Dowex 50W-X8(100～200 メッシュ)
Dowex 50W-X8(50～100 メッシュ)器具

ホットプレート、全量ピペット(またはマイクロピペット) 、蒸発皿、ビーカー、時計皿、ろ紙、漏斗、ブフナー漏斗、吸引瓶、ガラスフ
ィルター、クロマト管、分液漏斗、分離型フィルター、試料皿、デシケーター、ろ紙ばさみ装置

遠心分離機、電気炉、電気乾燥器

3.1.2 イオン交換樹脂のコンディショニング及びカラム作製(1)

樹脂は強酸性陽イオン交換樹脂Dowex 50W-X8(または、これ以外の強酸性陽イオン
交換樹脂、例えばAmberlite CG120) 100～200 メッシュを用いる。樹脂をビーカー- 7 -に取り、水を加えて膨潤させ、よくかき混ぜた後静置する。傾斜法により、細かい
樹脂、可溶性不純物等を除く。上澄み液が透明になるまで、この操作を繰り返す。
塩酸(1+1) を樹脂容量とほぼ同量加え、よくかき混ぜた後静置する。上澄み液を除き、樹脂を水で洗浄する。*1次に水酸化ナトリウム溶液(24W/V%) 、水 *1、塩酸(1+1) 、
水 *1の順で同様に操作し、樹脂をコンディショニングする。
(2)

コンディショニングして H 型となった樹脂を、気泡が入らないように注意しながら直径 3cm のクロマト管に長さ 26±0.2cm になるように詰めて樹脂カラムを作り、これに試料溶液を通す。なお、分離操作が終わった樹脂カラムに、水 100ml、塩酸(1+1) 1500ml、水 1000ml を順に通すと、樹脂は再生され、繰り返し使用できる。

3.1.3 分析操作 *2
試料は蒸発法 (γ線スペクトロメトリー等も行う場合に用いる) またはイオン交換樹
脂吸着法 (放射性ストロンチウム分析のみを行う場合に用いる) により前処理した後、化学分離操作を行う。
蒸発法(a) 1 ヵ月間の降下物の全量にストロンチウム担体溶液(10mgSr/ml) を正確に 5ml加え、*3

よくかき混ぜる。5Lビーカーまたは蒸発皿(磁製、直径約 30cm) を用いて水分を蒸発乾固する。
(b) 塩酸(1+3) を用いて乾固物を 1L ビーカーに完全に移し、王水 100ml を加え時計皿
でおおい、ホットプレート上で注意しながら試料を加熱分解する。試料中に有機物が残っている場合は、さらに硝酸を加え加熱分解する。
(c) 乾固物に塩酸(1+1) 200ml を加え、2～3 時間加熱した後放冷する。ブフナー漏斗とろ紙(No.5C) を用いて吸引ろ過し、水で洗浄する。ろ液と洗液を 1L ビーカーに移し、カルシウム担体溶液(50mgCa/ml) 5ml を加え、さらに水を加えて約 700ml とし、分析試料とする。
イオン交換樹脂吸着法(a) 1 ヵ月間の降下物の全量にストロンチウム担体溶液(10mgSr/ml) を正確に 5ml 加*1上澄み液がpH7 になるまで、水洗を繰り返す。

*2

本法の溶離条件はDowex 50W-X8 を用いた検討実験により得られたものである。Dowex 50W-X8以外の樹脂 (例えばAmberlite CG120) またはロットの異なる樹脂を用いる場合には、溶離条件が異なることがあるので (解説A参照) 、ストロンチウムとカルシウムについて使用する樹
脂ごとに溶離曲線を作成することが必要である。なお、溶離曲線を作成することができない
場合は、解説Bを参照のこと。また、本法はカルシウム 5gまでの試料に適用可能であるが、試料中に含まれるカルシウム量に応じたカラムサイズに変更してもよい。ただし、必ず溶離条件を確認すること。
*3

セシウム 137 を同時に分析する場合はセシウムの担体も加える。

- 8 -

え、 *3よくかき混ぜた後ブフナー漏斗と大型ろ紙(No.2) を用いて吸引ろ過する。
(b) 操作(a) のろ液をあらかじめ調製したNa型強酸性陽イオン交換樹脂カラム(Dowex
50W-X8,50～100 メッシュ,直径 5～6cm,樹脂容量 500ml) *4に流速約 80ml/分で通し、陽イオンを吸着させる。流出液は捨てる。
(c) 塩酸(1+3) 2L を流速約 20ml/分で通し、ストロンチウムなどを溶出する。溶出液
は 3L ビーカーに受ける。
(d) 操作(a) のろ紙を 500℃で約 5 時間灰化する。灰を 200ml ビーカーに移し、王水20ml を加え時計皿でおおい、ホットプレート上で蒸発乾固する。
(e) 乾固物に塩酸(1+1) 40ml を加え、約 30 分間ホットプレート上で加熱する。ろ紙(No.5B) を用いてろ過し、塩酸(1+11) と温水で残留物を十分洗浄する。ろ液と洗液を操作(c) の溶出液に合わせ、カルシウム担体溶液(50mgCa/ml) 5ml を加えて、分析試料とする。
以下に、蒸発法またはイオン交換樹脂吸着法で得られた分析試料の化学分離操作を示す。
(1)

かき混ぜながら水酸化ナトリウムを少しずつ加えてpH10 以上とする。 *5炭酸ナト
リウム 20gを加え、かき混ぜて炭酸ナトリウムを溶解した後、時計皿でおおい加熱
沸騰させ、沈殿を熟成する。放冷し沈殿が沈降するまで静置する。 *6(2)

上澄み液の大部分を傾斜法で除き、残りを遠心分離する。 *7(3)

沈殿を塩酸(1+1) に溶解し、1Lビーカーに移し、水を加えて約 700mlとする。加
熱した後、シュウ酸 10gを加え、アンモニア水でpH4.0～4.2 (BCG溶液、黄色→青緑色) に調整する。*8再度加熱沸騰させ、沈殿を熟成する。放冷し沈殿が沈降するまで静置する。 *9(4)

上澄み液の大部分を傾斜法で除き、ブフナー漏斗とろ紙(No.5C) を用いて沈殿を吸引ろ別し、シュウ酸アンモニウム溶液(0.2W/V%) 50ml を 3 回に分けて洗浄する。
ろ紙ごと沈殿を蒸発皿(磁製、直径約 10cm) に移し、乾燥した後 600℃で 3 時間加熱

*4

樹脂のコンディショニング等は 3.1.2 にならうが、Na型とするために最後に水酸化ナトリ

ウム溶液(24W/V%) 、水の順で処理する。また、ストロンチウム溶出後、同じ順序で処理するとNa型に再生され繰り返し使用できる。
*5

発熱するので、十分注意する。pHの確認にはpH試験紙を用いる。

*6

上澄み液に炭酸ナトリウム溶液(飽和) を滴下し、炭酸塩沈殿の白色の濁りが生じないことを確認する。濁りを生じる場合は、炭酸ナトリウムが不足しているので、炭酸ナトリウムを追加して沈殿生成の操作を繰り返す。
*7

上澄み液は放射性セシウムの分析に使用できる。

*8

pHが高いと鉄が水酸化物として沈殿するので、注意する。

*9

上澄み液にシュウ酸アンモニウム溶液(飽和) を滴下し、シュウ酸塩沈殿の白色の濁りが生じないことを確認する。濁りを生じる場合は、シュウ酸が不足しているので、シュウ酸を追加して沈殿生成の操作を繰り返す。

- 9 -

する。
(5)

試料を塩酸(1+3) に溶解し 1L ビーカーに移す。ホットプレート上で蒸発乾固した
後、塩酸(1+23) 200ml を加えて乾固物を溶解する。ろ紙(No.5C) を用いてろ過し、塩酸(1+23) で洗浄する。ろ液と洗液を合わせ、さらに塩酸(1+23) を加えて約 500ml
とする。

(6)

試料溶液をイオン交換樹脂カラムに流速 4～6ml/分で通し、次に水 30ml を通す。
流出液は捨てる。

(7)

溶離液A[酢酸アンモニウム溶液(15.4W/V%) -メタノール(容積比 1:1)] 1100mlを
流速 4～6ml/分で通し、 *10流出液は捨てる。

(8)

溶離液 B[酢酸アンモニウム溶液(15.4W/V%)] 600ml を流速 4～6ml/分で通し、ス
トロンチウムを溶出する。

(9)

溶出液を加熱し、蒸発乾固する。水 10ml 及び硝酸 10ml を加えて乾固物を溶解した後、再度蒸発乾固する。水 20ml を用い、乾固物を溶解して 100ml ビーカーに移す。

(10) 塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml) 1ml、塩化アンモニウム 1g及びフェノールフタレイン
溶液 0.5mlを加え、加熱して二酸化炭素を追い出す。溶液の色が赤色を呈するまで、アンモニア水 *11 を少しずつ加え、水酸化鉄(Ⅲ) を沈殿させる。さらにアンモニア
水 *111mlを加え、沈殿を加熱熟成する。
(11) ろ紙(No.5A) を用いてすみやかにろ過し (このときの日時を｢スカベンジング日時｣として記録する) 、沈殿を温アンモニア水(1+500) で洗浄する。ろ液と洗液を100ml ビーカーに受け、沈殿は捨てる。
(12) 炭酸アンモニウム溶液(飽和) 5ml を加え、ホットプレート上で炭酸塩沈殿を加熱熟成する。
(13) 既知質量のガラスフィルター(1G4) を用いて沈殿を吸引ろ別し、アンモニア水(1+100) 及びエタノールで洗浄する。110℃で 1 時間乾燥し、デシケーター中で放冷した後沈殿の質量をはかり、計算の項に示した方法に従ってストロンチウムの回収率を求める。沈殿を 2 週間以上放置する。
ストロンチウム 89 も同時に定量する場合には、分離型フィルター (図 9.1 参照)と既知質量のろ紙(No.5C) を用いて沈殿を吸引ろ別し、アンモニア水(1+100) 及びエタノールで洗浄する。ろ紙上の沈殿を 110℃で１時間乾燥し、デシケーター中で放冷した後沈殿の質量をはかり、計算の項に示した方法に従ってストロンチウムの回収率を求める。ろ紙ごと沈殿をろ紙ばさみ (図 9.3 参照) で固定し、2 週間以上
放置する。

*10

カルシウム、ビスマス、鉛等が流出する。

*11

二酸化炭素がほとんど含まれていない未開封のアンモニア水を使用する。

- 10 -

3.1.4 ストロンチウム 90 及びストロンチウム 89 の定量(1)9.4 に従って試料中に含まれるストロンチウム 90、A90±⊿A90(Bq) を求める。 *12(2)

9.5 に従って試料中に含まれるストロンチウム 89、A89±⊿A89(Bq) を求める。 *13

3.1.5 計算(1)

ストロンチウムの回収率を次式により計算する。
Y＝(W2/W1)×100
Y ：ストロンチウムの回収率(%)
W1：加えた担体ストロンチウムの量(mg)W2：回収されたストロンチウムの量(mg) *14(2)

1km2当たりの降下物中のストロンチウム 90 を次式により計算する。
a＝(A90±⊿A90)×(106/b)×(1/106)
a ：1km2当たりのストロンチウム 90(MBq/km2)
b ：受水面積(m2)A90±⊿A90：試料中に含まれるストロンチウム 90(Bq)(3)

2

1km 当たりの降下物中のストロンチウム 89 を次式により計算する。
a＝(A89±⊿A89)×(106/b)×(1/106)
a ：1km2当たりのストロンチウム 89(MBq/km2)
b ：受水面積(m2)A89±⊿A89：試料中に含まれるストロンチウム 89(Bq)*12

ストロンチウム 89 も定量するときには、9.5 に従う。

*13

ストロンチウム 90 とストロンチウム 89 を定量する方法である。

*14

ストロンチウムの質量/炭酸ストロンチウムの質量＝0.594。

- 11 -

3.2 発煙硝酸法
3.2.1 試薬・器具・装置
試薬
担体溶液

ストロンチウム担体溶液(10mgSr/ml)
塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml)
カルシウム担体溶液(50mgCa/ml)
バリウム担体溶液(10mgBa/ml)

酸類

塩酸(1+1) 、(1+3) 、(1+11)硝酸
発煙硝酸(比重 1.52) 、(比重 1.45)
王水
シュウ酸
酢酸(7+13)

アルカリ類

アンモニア水、アンモニア水(1+100) 、(1+500)
水酸化ナトリウム

塩類

塩化アンモニウム
酢酸アンモニウム溶液(46W/V%) 、(0.6W/V%)
炭酸アンモニウム溶液(飽和)
シュウ酸アンモニウム溶液(飽和)
炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム溶液(飽和)
クロム酸カリウム溶液(30W/V%)

そ

の

他

エタノール
pH 試験紙
BCG 溶液フェノールフタレイン溶液

イオン交換樹脂

Dowex 50W-X8(50～100 メッシュ)器具

ホットプレート、全量ピペット(またはマイクロピペット) 、メスシ
リンダー(または分注器) 、蒸発皿、ビーカー、時計皿、ろ紙、漏斗、ブフナー漏斗、吸引瓶、ろ過鐘、ガラスフィルター、クロマト管、共栓付き三角フラスコ、分離型フィルター、試料皿、デシケーター、
ろ紙ばさみ

装置

遠心分離機、電気炉、電気乾燥器

3.2.2 分析操作
試料は蒸発法 (γ線スペクトロメトリー等も行う場合に用いる) またはイオン交換樹
脂吸着法 (放射性ストロンチウム分析のみを行う場合に用いる) により前処理した後、化学分離操作を行う。

- 12 -

蒸発法
3.1.3 の蒸発法(a) ～(c) に同じ。
イオン交換樹脂吸着法
3.1.3 のイオン交換樹脂吸着法(a) ～(e) に同じ。
以下に、蒸発法またはイオン交換樹脂吸着法で得られた分析試料の化学分離操作を示す。
(1)

かき混ぜながら水酸化ナトリウムを少しずつ加えてpH10 以上とする。 *1炭酸ナトリウム 20gを加え、かき混ぜて炭酸ナトリウムを溶解した後、時計皿でおおい加熱
沸騰させ、沈殿を熟成する。放冷し沈殿が沈降するまで静置する。 *2(2)

上澄み液の大部分を傾斜法で除き、残りを遠心分離する。 *3(3)

沈殿を塩酸(1+1) に溶解し、1Lビーカーに移し、水を加えて約 700mlとする。加
熱した後、シュウ酸 10gを加え、アンモニア水でpH4.0～4.2 (BCG溶液、黄色→青緑色) に調整する。*4再度加熱沸騰させ、沈殿を熟成する。放冷し沈殿が沈降するまで静置する。 *5

(4)

傾斜法により、上澄み液をできるだけ除く。上澄み液は捨てる。

(5)

沈殿を含む溶液に、約 3 倍容の発煙硝酸(比重 1.52) を流水で冷却しながら少しずつ加え、さらに 2、3 分間かき混ぜた後、時計皿でおおい水槽中に一夜静置し沈殿を沈降させる。

(6)

傾斜法により上澄み液を除き、残りをガラスフィルター(1G4) を用いて吸引ろ過する。上澄み液とろ液は捨てる。

(7)

硝酸ストロンチウムの沈殿を少量の発煙硝酸(比重 1.45) で洗浄し、洗液は捨てる。共栓付き 100ml 三角フラスコを置いたろ過鐘にガラスフィルターを移した後、ビーカー内壁を水 20ml で洗浄し、洗液をガラスフィルターに移して吸引ろ過する。
さらに沈殿を水 20ml に溶解し、吸引ろ過する。ガラスフィルターを水 20ml で洗浄し、同じく吸引ろ過する。ろ液と洗液をホットプレート上で静かに蒸発乾固し放冷
する。

(8)

水 10ml を正確に加えて乾固物を溶解し、次に、氷冷しながら発煙硝酸(比重 1.52)
26ml を少しずつ加えた後、氷水中で 4、5 時間冷却する。ガラスフィルター(1G4) を*1

発熱するので、十分注意する。pHの確認にはpH試験紙を用いる。

*2

上澄み液に炭酸ナトリウム溶液(飽和) を滴下し、炭酸塩沈殿の白色の濁りが生じないことを確認する。濁りを生じる場合は、炭酸ナトリウムが不足しているので、炭酸ナトリウムを追加して沈殿生成の操作を繰り返す。
*3

上澄み液は放射性セシウムの分析に使用できる。

*4

pHが高いと鉄が水酸化物として沈殿するので、注意する。

*5

上澄み液にシュウ酸アンモニウム溶液(飽和) を滴下し、シュウ酸塩沈殿の白色の濁りが生じないことを確認する。濁りを生じる場合は、シュウ酸が不足しているので、シュウ酸を追加して沈殿生成の操作を繰り返す。

- 13 -

用いて沈殿を吸引ろ別する。
(9)

操作(7) 、(8) 、(7) を繰り返して、カルシウムを完全に除く。 *6(10) 三角フラスコ内の乾固物を水 10ml に溶解し、100ml ビーカーに移す。三角フラス
コを水 30ml で洗浄し、洗液を溶液に合わせる。
(11) 酢 酸 (7+13) 1ml、 酢 酸 ア ン モ ニ ウ ム 溶 液 (46W/V%) 2ml及 び バ リ ウ ム 担 体 溶 液(10mgBa/ml) 1mlを加える。 *7加熱した後、クロム酸カリウム溶液(30W/V%) 1mlを加え、さらに加熱を続けて沈殿を熟成した後、室温で放置する。
(12) ろ紙(No.5C) を用いて黄色のクロム酸バリウムの沈殿をろ別し、沈殿を温酢酸アンモニウム溶液(0.6W/V%) で洗浄する。ろ液と洗液を 100ml ビーカーに受け、沈殿は捨てる。
(13) アンモニア水 1mlを加え、pH約 9 とし、 *8次に炭酸アンモニウム溶液(飽和) 5mlを加えてホットプレート上で加熱し、沈殿を加熱熟成する。
(14) ガラスフィルター(1G4) を用いて沈殿を吸引ろ別し、少量のアンモニア水(1+100)で洗浄する。ガラスフィルターに入った沈殿を少量の塩酸(1+1) に溶解し、ガラスフィルターを水で洗浄する。ろ液と洗液を合わせ、液量を約 40ml とする。
(15) 塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml) 1ml、塩化アンモニウム 1g及びフェノールフタレイン
溶液 0.5mlを加え、加熱して二酸化炭素を追い出す。溶液の色が赤色を呈するまで、アンモニア水 *9 を少しずつ加え、水酸化鉄(Ⅲ) を沈殿させる。さらにアンモニア
水 *91mlを加え、沈殿を加熱熟成する。
(16) ろ紙(No.5A) を用いてすみやかにろ過し (このときの日時を｢スカベンジング日時｣として記録する) 、沈殿を温アンモニア水(1+500) で洗浄する。ろ液と洗液を100ml ビーカーに受け、沈殿は捨てる。
(17) 炭酸アンモニウム溶液(飽和) 5ml を加え、ホットプレート上で炭酸塩沈殿を加熱熟成する。
(18) 既知質量のガラスフィルター(1G4) を用いて沈殿を吸引ろ別し、アンモニア水(1+100) 及びエタノールで洗浄する。110℃で 1 時間乾燥し、デシケーター中で放冷した後沈殿の質量をはかり、計算の項に示した方法に従ってストロンチウムの回収率を求める。沈殿を 2 週間以上放置する。
ストロンチウム 89 も同時に定量する場合には、分離型フィルター (図 9.1 参照)と既知質量のろ紙(No.5C) を用いて沈殿を吸引ろ別し、アンモニア水(1+100) 及びエタノールで洗浄する。ろ紙上の沈殿を 110℃で 1 時間乾燥し、デシケーター中で*6カルシウムが完全に除去できていると、乾固物は四角な結晶だけとなる。乾固物が塊状で潮解性であると、カルシウムが混入していることを示す。カルシウムを完全に除去するには、
通常 3、4 回の操作が必要である。
*7溶液のpHは 5.0～5.5 となる。

*8

溶液の色が橙色から黄色に変化すればよい。

*9

二酸化炭素がほとんど含まれていない未開封のアンモニア水を使用する。

- 14 -

放冷した後沈殿の質量をはかり、計算の項に示した方法に従ってストロンチウムの回収率を求める。ろ紙ごと沈殿をろ紙ばさみ (図 9.3 参照) で固定し、2 週間以上放置する。
3.2.3 ストロンチウム 90 及びストロンチウム 89 の定量(1)9.4 に従って試料中に含まれるストロンチウム 90、A90±⊿A90(Bq) を求める。 *10(2)

9.5 に従って試料中に含まれるストロンチウム 89、A89±⊿A89(Bq) を求める。 *11

3.2.4 計算
3.1.5 に同じ。

*10

ストロンチウム 89 も定量するときには、9.5 に従う。

*11

ストロンチウム 90 とストロンチウム 89 を定量する方法である。

- 15 -

3.3 シュウ酸塩法
3.3.1 試薬・器具・装置
試薬
標準溶液

ストロンチウム標準溶液(1000mgSr/L)
使用に際しては、必要とする濃度に上記市販品を水で正確に希釈す
る。

担体溶液

ストロンチウム担体溶液(100mgSr/ml)
塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml)
イットリウム担体溶液(10mgY/ml)
カルシウム担体溶液(50mgCa/ml)
バリウム担体溶液(10mgBa/ml)
ランタン担体溶液(10mgLa/ml)

酸類

塩酸(1+1) 、(1+3) 、(1+11)
硝酸、硝酸(1+1)
王水
シュウ酸
酢酸(7+13)

アルカリ類

アンモニア水、アンモニア水(1+1) 、(1+100)
水酸化ナトリウム

塩

類

酢酸アンモニウム溶液(46W/V%) 、(0.6W/V%)
炭酸アンモニウム、炭酸アンモニウム溶液(1W/V%)
シュウ酸アンモニウム溶液(飽和) 、(0.2W/V%)
炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム溶液(飽和)
クロム酸カリウム溶液(30W/V%)
硝酸ランタン溶液(0.2W/V%)

そ

の

他

過酸化水素水pH 試験紙
BCG 溶液イオン交換樹脂

Dowex 50W-X8(50～100 メッシュ)器具

ホットプレート、全量ピペット(またはマイクロピペット)、蒸発皿、ビーカー、時計皿、ろ紙、漏斗、ブフナー漏斗、吸引瓶、ガラスフ
ィルター、クロマト管、メスフラスコ

装置

遠心分離機、電気炉、ICP 発光分光分析装置、原子吸光分析装置、ス
トロンチウム用中空陰極ランプ

3.3.2 分析操作
試料は蒸発法 (γ線スペクトロメトリー等も行う場合に用いる) またはイオン交換樹
脂吸着法 (放射性ストロンチウム分析のみを行う場合に用いる) により前処理した後、- 16 -

化学分離操作を行う。
蒸発法(a) 1 ヵ月間の降下物の全量にストロンチウム担体溶液(100mgSr/ml) を正確に 10ml
加え、*1よくかき混ぜる。5Lビーカーまたは蒸発皿(磁製、直径約 30cm) を用いて水分を蒸発乾固する。
(b) 塩酸(1+3) を用いて乾固物を 1L ビーカーに完全に移し、王水 100ml を加え、ホットプレート上で注意しながら試料を加熱分解する。試料中に有機物が残っている場
合は、さらに硝酸を加え加熱分解する。
(c) 乾固物に塩酸(1+1) 200ml を加え、2～3 時間加熱した後放冷する。ブフナー漏斗とろ紙(No.5C) を用いて吸引ろ過し、水で洗浄する。ろ液と洗液を 1L ビーカーに移し、カルシウム担体溶液(50mgCa/ml) 5ml を加え、さらに水を加えて約 700ml とし、分析試料とする。
イオン交換樹脂吸着法(a) 1 ヵ月間の降下物の全量にストロンチウム担体溶液(100mgSr/ml) を正確に 10ml
加え、 *1 よくかき混ぜた後ブフナー漏斗と大型ろ紙(No.2) を用いて吸引ろ過する。
(b) 操作(a) のろ液をあらかじめ調製したNa型強酸性陽イオン交換樹脂カラム(Dowex
50W-X8,50～100 メッシュ,直径 5～6cm,樹脂容量 500ml) *2に流速約 80ml/分で通し、陽イオンを吸着させる。流出液は捨てる。
(c) 塩酸(1+3) 2L を流速約 20ml/分で通し、ストロンチウムなどを溶出する。溶出液
は 3L ビーカーに受ける。
(d) 操作(a) のろ紙を 500℃で約 5 時間灰化する。灰を 200ml ビーカーに移し、王水20ml を加え時計皿でおおい、ホットプレート上で蒸発乾固する。
(e) 乾固物に塩酸(1+1) 40ml を加え、約 30 分間ホットプレート上で加熱する。ろ紙(No.5B) を用いてろ過し、塩酸(1+11) と温水で残留物を十分洗浄する。ろ液と洗液を操作(c) の溶出液に合わせ、カルシウム担体溶液(50mgCa/ml) 5ml を加えて、分析試料とする。
以下に、蒸発法またはイオン交換樹脂吸着法で得られた分析試料の化学分離操作を示す。
(1)

かき混ぜながら水酸化ナトリウムを少しずつ加えてpH10 以上とする。 *3炭酸ナトリウム 20gを加え、かき混ぜて炭酸ナトリウムを溶解した後、時計皿でおおい加熱*1

セシウム 137 を同時に分析する場合はセシウムの担体も加える。

*2

樹脂のコンディショニング等は 3.1.2 にならうが、Na型とするために最後に水酸化ナトリ

ウム溶液(24W/V%) 、水の順で処理する。また、ストロンチウム溶出後、同じ順序で処理するとNa型に再生され繰り返し使用できる。
*3

発熱するので、十分注意する。pHの確認にはpH試験紙を用いる。

- 17 -

沸騰させ、沈殿を熟成する。放冷し沈殿が沈降するまで静置する。 *4(2)

上澄み液の大部分を傾斜法で除き、残りを遠心分離する。 *5(3)

沈殿を塩酸(1+1) に溶解し、1Lビーカーに移し、水を加えて約 700mlとする。約80℃に加熱しシュウ酸 10gを加え、アンモニア水(1+1) でpH4.0～4.2 (BCG溶液、黄色→青緑色) に調整する。*6数時間加熱して沈殿を熟成し、放冷し沈殿が完全に沈降するまで静置する。 *7(4)

上澄み液の大部分を傾斜法で除き、ブフナー漏斗とろ紙(No.5C) を用いて沈殿を吸引ろ別し、シュウ酸アンモニウム溶液(0.2W/V%) 50ml を 3 回に分けて洗浄する。
ろ紙ごと沈殿を蒸発皿(磁製、直径約 10cm) に移し、乾燥した後 600℃で 3 時間加熱
する。

(5)

試料を 500ml ビーカーに移し、硝酸に溶解し、水を加えて約 200ml とする。

(6)

塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml) 2mlを加え、加熱して二酸化炭素を追い出す。アンモニア水 *8を少しずつ加え、pH約 8 として水酸化鉄(Ⅲ) を沈殿させる。さらに、約 5分間加熱し、沈殿を熟成する。

(7)

ろ紙(No.5A) を用いてすみやかにろ過し、沈殿をアンモニア水(1+100) で洗浄する。ろ液と洗液を 300ml ビーカーに受け、沈殿は捨てる。

(8)

溶液を加熱し、約 100ml に蒸発濃縮する。バリウム担体溶液(10mgBa/ml) 2ml 及び酢酸アンモニウム溶液(46W/V%) 2ml を加え、次にアンモニア水(1+1) 及び酢酸
(7+13) を用いて pH5.0～5.5 に調整する。

(9)

約 60℃に加熱しクロム酸カリウム溶液(30W/V%) 1mlを加え、 *9さらに加熱を続けて沈殿を熟成した後、約 1 時間室温で放置する。

(10) ろ紙(No.5C) を用いて黄色のクロム酸バリウムの沈殿をろ別し、沈殿を酢酸アン
モニウム溶液(0.6W/V%) で洗浄する。ろ液と洗液を 1L ビーカーに受け、沈殿は捨てる。
(11) 水酸化ナトリウム 4gを加えてpH約 10 とし、*10次に炭酸アンモニウム 40gを加えてから 30 分間加熱し、白色の炭酸塩を沈殿させる。
*4

上澄み液に炭酸ナトリウム溶液(飽和) を滴下し、炭酸塩沈殿の白色の濁りが生じないことを確認する。濁りを生じる場合は、炭酸ナトリウムが不足しているので、炭酸ナトリウムを追加して沈殿生成の操作を繰り返す。
*5

上澄み液は放射性セシウムの分析に使用できる。

*6

pHが高いと鉄が水酸化物として沈殿するので、注意する。

*7

上澄み液にシュウ酸アンモニウム溶液(飽和) を滴下し、シュウ酸塩沈殿の白色の濁りが生じないことを確認する。濁りを生じる場合は、シュウ酸が不足しているので、シュウ酸を追加して沈殿生成の操作を繰り返す。
*8

二酸化炭素がほとんど含まれていない未開封のアンモニア水を使用する。

*9

沈殿が生じないときは、ポリスマン (ガラス棒) でビーカー内壁をこするとよい。

*10

溶液の色が橙色から黄色に変化すればよい。

- 18 -

(12) ガラスフィルター(25G4) を用いて沈殿を吸引ろ別し、炭酸アンモニウム溶液(1W/V%) で洗浄する。沈殿を硝酸(1+1) に溶解し、ガラスフィルターを水で 3 回洗浄する。ろ液と洗液を合わせ、加熱濃縮して液量を約 100mlとする。 *11(13) 塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml) 2ml、ランタン担体溶液(10mgLa/ml) 0.5ml及びイットリウム担体溶液(10mgY/ml) 0.5mlを加え、加熱して二酸化炭素を追い出す。アンモニア水 *8を少しずつ加え、pH約 8 として水酸化鉄(Ⅲ) を沈殿させる。さらに、約 10分間加熱し、沈殿を熟成する。
(14) ろ紙(No.5A) を用いてすみやかにろ過し (このときの日時を｢スカベンジング日時｣として記録する) 、沈殿をアンモニア水(1+100) で洗浄する。ろ液と洗液を 500ml
ビーカーに受け、沈殿は捨てる。
(15) 加熱してアンモニアを追い出す。硝酸 7ml を加え、250ml メスフラスコに移し、水を標線まで加える。2 週間以上放置する。
なお、このメスフラスコから正確に 0.5ml を分取し、次項に従ってストロンチウ
ムを定量し、計算の項に従ってストロンチウムの回収率を求める。
3.3.3 回収されたストロンチウムの定量
3.3.3.1 ICP 発光分光分析法(1)

ストロンチウム回収率測定用に分取した 0.5ml の試料溶液を 100ml メスフラスコに入れ、水を標線まで加える。この溶液を 50ml メスフラスコに正確に 5ml 分取する。
水を標線まで加えて、測定試料用溶液とする。

(2)

50ml メスフラスコ 4 個にストロンチウム標準溶液(50mgSr/L) をそれぞれ正確に 0、1、2、5ml ずつ加える。水を標線まで加えて検量線用溶液(0、1、2、5mgSr/L) とする。

(3)

ICP 発光分光分析装置を用い、検量線用溶液及び測定試料用溶液の発光強度(測定
波長；407.771nm) を測定する。

(4)

検量線から測定試料用溶液のストロンチウム濃度P(mgSr/L) を求め、希釈倍率より回収されたストロンチウム量W2(mg) を求める。 *123.3.3.2 原子吸光分析法
(1)

ストロンチウム回収率測定用に分取した 0.5ml の試料溶液を 100ml メスフラスコに入れ、さらに硝酸ランタン溶液(0.2W/V%) を正確に 0.5ml 加える。水を標線まで加えて、測定試料用溶液とする。

(2)

100ml メスフラスコ 3 個にストロンチウム標準溶液(1000mgSr/L) をそれぞれ正確に 1.5、2.0、2.5ml ずつ加え、さらに、硝酸ランタン溶液(0.2W/V%) を正確に 0.5ml*11溶解した溶液の色が黄色を呈している場合は、過酸化水素水 2 滴を加えクロム酸を還元する。
*12

例えば、ここの希釈倍率では、W2＝P×50×(100/5)×(250/0.5)×(1/103) (mg) となる。

- 19 -

それぞれのメスフラスコに加える。水を標線まで加えて検量線用溶液(15、20、25mgSr/L) とする。
(3)

原子吸光分析装置を用い、検量線用溶液及び測定試料用溶液の吸光度(測定波長；460.7nm) を測定する。

(4)

検量線から測定試料用溶液のストロンチウム濃度P(mgSr/L) を求め、希釈倍率より回収されたストロンチウム量W2(mg) を求める。 *13

3.3.4 ストロンチウム 90 の定量
9.4 に従って試料中に含まれるストロンチウム 90、A90±⊿A90(Bq) を求める。
3.3.5 計算(1)

ストロンチウムの回収率を次式により計算する。
Y＝(W2/W1)×100
Y ：ストロンチウムの回収率(%)
W1：加えた担体ストロンチウムの量(mg)W2：回収されたストロンチウムの量(mg)(2)

1km2当たりの降下物中のストロンチウム 90 を次式により計算する。
a＝(A90±⊿A90)×(106/b)×(1/106)
a ：1km2当たりのストロンチウム 90(MBq/km2)
b ：受水面積(m2)A90±⊿A90：試料中に含まれるストロンチウム 90(Bq)*13

例えば、ここの希釈倍率では、W2＝P×100×(250/0.5)×(1/103) (mg) となる。

- 20 -

第 4 章大気浮遊じん

大気浮遊じん中の放射性ストロンチウムは、試料を塩酸抽出し、イオン交換法、発煙硝酸法またはシュウ酸塩法により定量する。
4.1 イオン交換法
4.1.1 試薬・器具・装置
試薬
担体溶液

ストロンチウム担体溶液(10mgSr/ml)
塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml)
カルシウム担体溶液(50mgCa/ml)

酸類

塩酸(1+1) 、(1+3) 、(1+11) 、(1+23)
硝酸
シュウ酸

アルカリ類

アンモニア水、アンモニア水(1+100) 、(1+500)
水酸化ナトリウム、水酸化ナトリウム溶液(24W/V%)

塩

類

塩化アンモニウム
酢酸アンモニウム溶液(15.4W/V%)
炭酸アンモニウム溶液(飽和)
シュウ酸アンモニウム溶液(飽和) 、(0.2W/V%)
炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム溶液(飽和)

そ

の

他

メタノール
エタノール
pH 試験紙
BCG 溶液フェノールフタレイン溶液

イオン交換樹脂

Dowex 50W-X8(100～200 メッシュ)器具

ホットプレート、全量ピペット(またはマイクロピペット) 、蒸発皿、ビーカー、時計皿、ろ紙、漏斗、ブフナー漏斗、吸引瓶、ガラスフ
ィルター、クロマト管、分液漏斗、分離型フィルター、試料皿、デシケーター、ろ紙ばさみ装置

遠心分離機、電気炉、電気乾燥器

4.1.2 イオン交換樹脂のコンディショニング及びカラム作製
3.1.2 に同じ。

- 21 -

4.1.3 分析操作 *1(1)

大気浮遊じん試料を 500℃ *2で約 1 日間灰化する。灰をビーカーに移し、ストロンチウム担体溶液(10mgSr/ml) を正確に 5ml加える。 *3(2)

塩酸(1+11) *4を加え、約 2 時間ホットプレート上で加熱する。ブフナー漏斗とろ紙(No.5C) を用いて吸引ろ過し、残留物を温水で十分洗浄する。
ろ液と洗液を合わせる。

(3)

残留物をもとのビーカーに戻し、塩酸(1+11) *4を加えて、操作(2) を繰り返す。

(4)

操作(2) 及び(3) の 2 回の抽出液を合わせ、加熱して約 1.5L まで加熱濃縮する。
カルシウム担体溶液(50mgCa/ml) 5ml を加える。

(5)

以下の操作は 3.1.3(1) ～(13) に同じ。

4.1.4 ストロンチウム 90 及びストロンチウム 89 の定量(1)9.4 に従って試料中に含まれるストロンチウム 90、A90±⊿A90(Bq) を求める。 *5(2)

9.5 に従って試料中に含まれるストロンチウム 89、A89±⊿A89(Bq) を求める。 *6

4.1.5 計算(1)

ストロンチウムの回収率を次式により計算する。
Y＝(W2/W1)×100
Y ：ストロンチウムの回収率(%)
W1：加えた担体ストロンチウムの量(mg)W2：回収されたストロンチウムの量(mg) *7(2)

大気 1m3当たりの大気浮遊じん中のストロンチウム 90 を次式により計算する。
a＝(A90±⊿A90)×(1/b)×103
a ：1m3当たりのストロンチウム 90(mBq/m3)*1

本法の溶離条件はDowex 50W-X8 を用いた検討実験により得られたものである。Dowex 50W-X8以外の樹脂 (例えばAmberlite CG120) またはロットの異なる樹脂を用いる場合には、溶離条件が異なることがあるので (解説A参照) 、ストロンチウムとカルシウムについて使用する樹
脂ごとに溶離曲線を作成することが必要である。なお、溶離曲線を作成することができない
場合は、解説Bを参照のこと。また、本法はカルシウム 5gまでの試料に適用可能であるが、試料中に含まれるカルシウム量に応じたカラムサイズに変更してもよい。ただし、必ず溶離条件を確認すること。
*2

セシウム 137 を同時に分析する場合には、450℃で約 1 日間灰化する。

*3

セシウム 137 を同時に分析する場合にはセシウムの担体も加える。

*4

灰化物が浸る程度加える。

*5

ストロンチウム 89 も定量するときには、9.5 に従う。

*6ストロンチウム 90 とストロンチウム 89 を定量する方法である。

*7

ストロンチウムの質量/炭酸ストロンチウムの質量＝0.594- 22 -

b ：吸引量(m3)A90±⊿A90：試料中に含まれるストロンチウム 90(Bq)(3)

大気 1m3当たりの大気浮遊じん中のストロンチウム 89 を次式により計算する。
a＝(A89±⊿A89)×(1/b)×103
a ：1m3当たりのストロンチウム 89(mBq/m3)
b ：吸引量(m3)A89±⊿A89：試料中に含まれるストロンチウム 89(Bq)- 23 -

4.2 発煙硝酸法
4.2.1 試薬・器具・装置
試薬
担体溶液

ストロンチウム担体溶液(10mgSr/ml)
塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml)
カルシウム担体溶液(50mgCa/ml)
バリウム担体溶液(10mgBa/ml)

酸類

塩酸(1+1) 、(1+11)
発煙硝酸(比重 1.52) 、(比重 1.45)
シュウ酸
酢酸(7+13)

アルカリ類

アンモニア水、アンモニア水(1+100) 、(1+500)
水酸化ナトリウム

塩類

塩化アンモニウム
酢酸アンモニウム溶液(46W/V%) 、(0.6W/V%)
炭酸アンモニウム溶液(飽和)
シュウ酸アンモニウム溶液(飽和)
炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム溶液(飽和)
クロム酸カリウム溶液(30W/V%)

そ

の

他

エタノール
pH 試験紙
BCG 溶液フェノールフタレイン溶液

器具

ホットプレート、全量ピペット(またはマイクロピペット) 、メスシ
リンダー(または分注器) 、蒸発皿、ビーカー、時計皿、ろ紙、漏斗、ブフナー漏斗、吸引瓶、ろ過鐘、ガラスフィルター、共栓付き三角フラスコ、分離型フィルター、試料皿、デシケーター、ろ紙ばさみ装置

遠心分離機、電気炉、電気乾燥器

4.2.2 分析操作
(1)

4.1.3(1) ～(4) で得た分析試料溶液について、以下の操作を行なう。

(2)

以下の操作は 3.2.2(1) ～(18) に同じ。

4.2.3 ストロンチウム 90 及びストロンチウム 89 の定量(1)*19.4 に従って試料中に含まれるストロンチウム 90、A90±⊿A90(Bq) を求める。 *1

ストロンチウム 89 も定量するときには、9.5 に従う。

- 24 -

(2)9.5 に従って試料中に含まれるストロンチウム 89、A89±⊿A89(Bq) を求める。 *2

4.2.4 計算
4.1.5 に同じ。

*2

ストロンチウム 90 とストロンチウム 89 を定量する方法である。

- 25 -

4.3 シュウ酸塩法
4.3.1 試薬・器具・装置
試薬
標準溶液

ストロンチウム標準溶液(1000mgSr/L)
使用に際しては、必要とする濃度に上記市販品を水で正確に希釈す
る。

担体溶液

ストロンチウム担体溶液(100mgSr/ml)
塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml)
イットリウム担体溶液(10mgY/ml)
カルシウム担体溶液(50mgCa/ml)
バリウム担体溶液(10mgBa/ml)
ランタン担体溶液(10mgLa/ml)

酸類

塩酸(1+1) 、(1+11)
硝酸、硝酸(1+1)
シュウ酸
酢酸(7+13)

アルカリ類

アンモニア水、アンモニア水(1+1) 、(1+100)
水酸化ナトリウム

塩

類

酢酸アンモニウム溶液(46W/V%) 、(0.6W/V%)
炭酸アンモニウム、炭酸アンモニウム溶液(1W/V%)
シュウ酸アンモニウム溶液(飽和) 、(0.2W/V%)
炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム溶液(飽和)
クロム酸カリウム溶液(30W/V%)
硝酸ランタン溶液(0.2W/V%)

そ

の

他

過酸化水素水pH 試験紙
BCG 溶液器具

ホットプレート、全量ピペット(またはマイクロピペット) 、蒸発皿、ビーカー、時計皿、ろ紙、漏斗、ブフナー漏斗、吸引瓶、ガラスフ
ィルター、メスフラスコ

装置

遠心分離機、電気炉、電気乾燥器、ICP 発光分光分析装置、原子吸光分析装置、ストロンチウム用中空陰極ランプ

4.3.2 分析操作
(1)

*1

大気浮遊じん試料を 500℃ *1で約 1 日間灰化する。灰をビーカーに移し、ストロン

セシウム 137 を同時に分析する場合には、450℃で約 1 日間灰化する。

- 26 -

チウム担体溶液(100mgSr/ml) を正確に 10ml加える。 *2(2)

塩酸(1+11) *3を加え、約 2 時間ホットプレート上で加熱する。ブフナー漏斗とろ紙(No.5C) を用いて吸引ろ過し、残留物を温水で十分洗浄する。
ろ液と洗液を合わせる。

(3)

残留物をもとのビーカーに戻し、塩酸(1+11) *3を加えて、操作(2) を繰り返す。

(4)

操作(2) 及び(3) の 2 回の抽出液を合わせ、加熱して約 1.5L まで加熱濃縮する。
カルシウム担体溶液(50mgCa/ml) 5ml を加える。

(5)

以下の操作は 3.3.2(1) ～(15) に同じ。

4.3.3 回収されたストロンチウムの定量
3.3.3 に同じ。
4.3.4 ストロンチウム 90 の定量
9.4 に従って試料中に含まれるストロンチウム 90、A90±⊿A90(Bq) を求める。
4.3.5 計算(1)

ストロンチウムの回収率を次式により計算する。
Y＝(W2/W1)×100
Y ：ストロンチウムの回収率(%)
W1：加えた担体ストロンチウムの量(mg)W2：回収されたストロンチウムの量(mg)(2)

3

大気 1m 当たりの大気浮遊じん中のストロンチウム 90 を次式により計算する。
a＝(A90±⊿A90)×(1/b)×103
a ：1m3当たりのストロンチウム 90(mBq/m3)
b ：吸引量(m3)A90±⊿A90：試料中に含まれるストロンチウム 90(Bq)*2

セシウム 137 を同時に分析する場合にはセシウムの担体も加える。

*3

灰化物が浸る程度加える。

- 27 -

第 5 章陸

水陸水中の放射性ストロンチウムは、試料水を蒸発乾固後、イオン交換法、発煙硝酸法またはシュウ酸塩法により定量する。
飲料水、河川水、湖沼水等に適用できる。
5.1 イオン交換法
5.1.1 試薬・器具・装置
試薬
標準溶液

ストロンチウム標準溶液(1000mgSr/L)
イットリウム標準溶液(1000mgY/L)
使用に際しては、必要とする濃度に上記市販品を水で正確に希釈す
る。

担体溶液

ストロンチウム担体溶液(10mgSr/ml)
塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml)
カルシウム担体溶液(50mgCa/ml)

酸類

塩酸(1+1) 、(1+3) 、(1+23)
硝酸
王水濃度
シュウ酸

アルカリ類

アンモニア水、アンモニア水(1+100) 、(1+500)
水酸化ナトリウム、水酸化ナトリウム溶液(24W/V%)

塩

類

塩化アンモニウム
酢酸アンモニウム溶液(15.4W/V%)
炭酸アンモニウム溶液(飽和)
シュウ酸アンモニウム溶液(飽和) 、(0.2W/V%)
炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム溶液(飽和)

そ

の

他

メタノール
エタノール
pH 試験紙
BCG 溶液フェノールフタレイン溶液

イオン交換樹脂

Dowex 50W-X8(100～200 メッシュ)器具

ホットプレート、全量ピペット(またはマイクロピペット) 、蒸発皿、ビーカー、時計皿、ろ紙、漏斗、ブフナー漏斗、吸引瓶、ろ過鐘、ガラスフィルター、クロマト管、分液漏斗、注射器、メンブランフ
ィルター(0.45μm) 、メスフラスコ、分離型フィルター、試料皿、デシケーター、ろ紙ばさみ- 28 -

装置

遠心分離機、電気炉、電気乾燥器、ICP 発光分光分析装置、原子吸光分析装置、ストロンチウム用中空陰極ランプ

5.1.2 イオン交換樹脂のコンディショニング及びカラム作製
3.1.2 に同じ
5.1.3 分析操作 *1(1)

試料水 100Lにストロンチウム担体溶液(10mgSr/ml) を正確に 5ml加え、*2よくかき混ぜる。5Lビーカーまたは蒸発皿(磁製、直径約 30cm) を用いて蒸発乾固する。

(2)

塩酸(1+3) を用いて乾固物を 1L ビーカーに完全に移し、王水 100ml を加え、ホットプレート上で注意しながら試料を加熱分解する。試料中に有機物が残っている場
合は、さらに硝酸を加え加熱分解する。

(3)

乾固物に塩酸(1+1) 200ml を加え、2～3 時間加熱した後放冷する。ブフナー漏斗とろ紙（No.5C) を用いて吸引ろ過し、水で洗浄する。ろ液と洗液を 1L ビーカーに移し、水を加えて約 700ml とする。

(4)

以下の操作は 3.1.3(1) ～(13) に同じ。

5.1.4 ストロンチウム 90 及びストロンチウム 89 の定量(1)9.4 に従って試料中に含まれるストロンチウム 90、A90±⊿A90(Bq) を求める。 *3(2)

9.5 に従って試料中に含まれるストロンチウム 89、A89±⊿A89(Bq) を求める。 *4

5.1.5 安定ストロンチウムの定量 *5
5.1.5.1 ICP 発光分光分析法
メンブランフィルター(0.45μm) を用い、試料水中の懸濁物等をろ別する。
*1

本法は、分析試料中のカルシウム含量が 5g以下のものを対象としている。5gを超える試料の分析では、5g以下になるように試料を分割し、分割数に応じて使用する樹脂カラムの本数を増やして対応する必要がある。なお、試料中に含まれるカルシウム量に応じたカラムサイズに変更してもよい。ただし、必ず溶離条件を確認すること。また、本法の溶離条件はDowex
50W-X8 を用いた検討実験により得られたものである。Dowex 50W-X8 以外の樹脂 (例えばAmberlite CG120) またはロットの異なる樹脂を用いる場合には、溶離条件が異なることがあるので (解説A参照) 、ストロンチウムとカルシウムについて使用する樹脂ごとに溶離曲線を作成することが必要である。なお、溶離曲線を作成することができない場合は、解説Bを参照のこと。
*2

セシウム 137 を同時に分析する場合にはセシウムの担体も加える。

*3

ストロンチウム 89 も定量するときには、9.5 に従う。

*4

ストロンチウム 90 とストロンチウム 89 を定量する方法である。

*5

通常、陸水 100L当たりには、数mgの安定ストロンチウムが含まれている。

- 29 -

内標準法(1)

ろ液を 50ml メスフラスコに正確に 40ml 分取する。イットリウム標準溶液(50mgY/L) を正確に 1ml を加え、水を標線まで加えて測定試料用溶液とする。

(2)

50ml メスフラスコ 5 個にイットリウム標準溶液(50mgY/L) を正確に 1ml 加え、次にストロンチウム標準溶液(5mg/L) をそれぞれ正確に 0、0.1、0.5、1、5ml ずつ加える。水を標線まで加えて検量線用溶液(0、0.01、0.05、0.1、0.5mgSr/L) とする。

(3)

ICP 発光分光分析装置を用い、検量線用溶液及び測定試料用溶液のストロンチウ
ム発光強度(測定波長；407.771nm) とイットリウム発光強度(測定波長；371.029nm)の比(ストロンチウム発光強度/イットリウム発光強度) を測定する。

(4)

検量線から測定試料用溶液のストロンチウム濃度P(mgSr/L) を求め、希釈倍率より試料水中のストロンチウム量W3(mg/L) を求める。 *6

検量線法
(1)

ろ液を 50ml メスフラスコに正確に 40ml 分取する。水を標線まで加えて測定試料用溶液とする。

(2)

50ml メスフラスコ 5 個にストロンチウム標準溶液(5mgSr/L) をそれぞれ正確に 0、0.1、0.5、1、5ml ずつ加える。水を標線まで加えて検量線用溶液(0、0.01、0.05、
0.1、0.5mgSr/L) とする。

(3)

ICP 発光分光分析装置を用い、検量線用溶液及び測定試料用溶液の発光強度(測定
波長；407.771nm) を測定する。

(4)

検量線から測定試料用溶液のストロンチウム濃度P(mgSr/L) を求め、希釈倍率より試料水中のストロンチウム量W3(mg/L) を求める。 *6

5.1.5.2 原子吸光分析法 (標準添加法)(1)

試料水 2Lにカルシウム担体溶液(50mgCa/ml) 1ml*7を加える。

(2)

炭酸ナトリウム 10g を加え、加熱沸騰させ、沈殿を熟成する。放冷し沈殿が完全に沈降するまで静置する。

(3)

ガラスフィルター(1G4) を用いて沈殿を吸引ろ別し、少量の水で洗浄する。

(4)

50ml メスフラスコを置いたろ過鐘にガラスフィルターを移し、沈殿を少量の塩酸(1+1) に溶解し、吸引ろ過する。ガラスフィルターを水で洗浄後、水を標線まで加
える。

(5)

この溶液を 10mlメスフラスコ 4 個に正確に 5mlずつ分取し、*8次に標準ストロンチ
ウム溶液(10mgSr/L) をそれぞれ正確に 0、1、2、3mlずつ加え、水を標線まで加*6

例えば、ここの希釈倍率では、W3＝P×(50/40) (mg/L) となる。

*7

試薬に不純物としてストロンチウムが含まれていることがあるので、その場合試薬ブラン

クをはかり差し引くか、または、試薬を精製した方がよい。
*8

ストロンチウム濃度が約 1.5mg/Lになるように希釈するのが望ましい。ここに示す分取量は一例である。

- 30 -

える。
(6)

原子吸光分析装置を用い、吸光度を測定してストロンチウム濃度P(mgSr/L) を求め (図 5.1 参照) 、希釈倍率より試料水中のストロンチウム量W 3 (mg/L) を求め
る。 *9

吸
●

光
度
●

●

●

Ｐ
↓
2

1

図 5.1

0

1
2
添加ストロンチウム濃度(mg/L)

3

標準添加法によるストロンチウム濃度の求め方

5.1.6 計算(1)

ストロンチウムの回収率を次式により計算する。
Y＝{W2/(W1＋W3×V)}×100
Y ：ストロンチウムの回収率(%)
W1：加えた担体ストロンチウムの量(mg)W2：回収されたストロンチウムの量(mg)*10
W3：試料水中のストロンチウムの量(mg/L)
V ：供試量(L)*9

例えば、ここの希釈倍率では、W3＝P×10×(50/5)×(1/2)×(1/103) (mg/L) となる。

*10

ストロンチウムの質量/炭酸ストロンチウムの質量＝0.594- 31 -

(2)

試料水 1L 当たりのストロンチウム 90 を次式により計算する。
a＝(A90±⊿A90)×(1/V)×103
a ：1L当たりのストロンチウム 90(mBq/L)
V ：供試量(L)A90±⊿A90：試料中に含まれるストロンチウム 90(Bq)(3)

試料水 1L 当たりのストロンチウム 89 を次式により計算する。
a＝(A89±⊿A89)×(1/V)×103
a ：1L当たりのストロンチウム 89(mBq/L)
V ：供試量(L)- 32 -

5.2 発煙硝酸法
5.2.1 試薬・器具・装置
試薬
標準溶液

ストロンチウム標準溶液(1000mgSr/L)
イットリウム標準溶液(1000mgY/L)
使用に際しては、必要とする濃度に上記市販品を水で正確に希釈す
る。

担体溶液

ストロンチウム担体溶液(10mgSr/ml)
塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml)
カルシウム担体溶液(50mgCa/ml)
バリウム担体溶液(10mgBa/ml)

酸類

塩酸(1+1) 、(1+3)
硝酸
発煙硝酸(比重 1.52) 、(比重 1.45)
王水
シュウ酸
酢酸(7+13)

アルカリ類

アンモニア水、アンモニア水(1+100) 、(1+500)
水酸化ナトリウム

塩類

塩化アンモニウム
酢酸アンモニウム溶液(46W/V%) 、(0.6W/V%)
炭酸アンモニウム溶液(飽和)
シュウ酸アンモニウム溶液(飽和)
炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム溶液(飽和)
クロム酸カリウム溶液(30W/V%)

そ

の

他

エタノール
pH 試験紙
BCG 溶液フェノールフタレイン溶液

器具

ホットプレート、全量ピペット(またはマイクロピペット) 、メスシ
リンダー(または分注器) 、蒸発皿、ビーカー、時計皿、ろ紙、漏斗、ブフナー漏斗、吸引瓶、ろ過鐘、ガラスフィルター、共栓付き三角フラスコ、注射器、メンブランフィルター(0.45μm) 、メスフラス
コ、分離型フィルター、試料皿、デシケーター、ろ紙ばさみ装置

遠心分離機、電気乾燥器、ICP 発光分光分析装置、原子吸光分析装置、
ストロンチウム用中空陰極ランプ- 33 -

5.2.2 分析操作
(1)

5.1.3(1) ～(3) で得た分析試料溶液について、以下の操作を行なう。

(2)

以下の操作は 3.2.2(1) ～(18) に同じ。

5.2.3 ストロンチウム 90 及びストロンチウム 89 の定量(1)9.4 に従って試料中に含まれるストロンチウム 90、A90±⊿A90(Bq) を求める。 *1(2)

9.5 に従って試料中に含まれるストロンチウム 89、A89±⊿A89(Bq) を求める。 *2

5.2.4 安定ストロンチウムの定量
5.1.5 に同じ。
5.2.5 計算
5.1.6 に同じ。

*1

ストロンチウム 89 も定量するときには、9.5 に従う。

*2ストロンチウム 90 とストロンチウム 89 を定量する方法である。

- 34 -

5.3 シュウ酸塩法
5.3.1 試薬・器具・装置
試薬
標準溶液

ストロンチウム標準溶液(1000mgSr/L)
イットリウム標準溶液(1000mgY/L)
使用に際しては、必要とする濃度に上記市販品を水で正確に希釈す
る。

担体溶液

ストロンチウム担体溶液(100mgSr/ml)
塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml)
イットリウム担体溶液(10mgY/ml)
カルシウム担体溶液(50mgCa/ml)
バリウム担体溶液(10mgBa/ml)
ランタン担体溶液(10mgLa/ml)

酸類

塩酸(1+1) 、(1+3)
硝酸、硝酸(1+1)
王水
シュウ酸
酢酸(7+13)

アルカリ類

アンモニア水、アンモニア水(1+1) 、(1+100)
水酸化ナトリウム

塩

類

酢酸アンモニウム溶液(46W/V%) 、(0.6W/V%)
炭酸アンモニウム、炭酸アンモニウム溶液(1W/V%)
シュウ酸アンモニウム溶液(飽和) 、(0.2W/V%)
炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム溶液(飽和)
クロム酸カリウム溶液(30W/V%)
硝酸ランタン溶液(0.2W/V%)

そ

の

他

過酸化水素水pH 試験紙
BCG 溶液器具

ホットプレート、全量ピペット(またはマイクロピペット) 、蒸発皿、ビーカー、時計皿、ろ紙、漏斗、ブフナー漏斗、吸引瓶、ろ過鐘、ガラスフィルター、注射器、メンブランフィルター(0.45μm) 、メ
スフラスコ

装置

遠心分離機、電気炉、ICP 発光分光分析装置、原子吸光分析装置、ス
トロンチウム用中空陰極ランプ- 35 -

5.3.2 分析操作
(1)

試料水 100Lにストロンチウム担体溶液(100mgSr/ml) を正確に 10ml加え、*1よくかき混ぜる。5Lビーカーまたは蒸発皿(磁製、直径約 30cm) を用いて蒸発乾固する。

(2)

塩酸(1+3) を用いて乾固物を 1L ビーカーに完全に移し、王水 100ml を加え、ホットプレート上で注意しながら試料を加熱分解する。試料中に有機物が残っている場
合は、さらに硝酸を加え加熱分解する。

(3)

乾固物に塩酸(1+1) 200ml を加え、2～3 時間加熱した後放冷する。ブフナー漏斗とろ紙(No.5C) を用いて吸引ろ過し、水で洗浄する。ろ液と洗液を 1L ビーカーに移し、水を加えて約 700ml とする。

(4)

以下の操作は 3.3.2(1) ～(15) に同じ。

5.3.3 回収されたストロンチウムの定量
3.3.3 に同じ。
5.3.4 ストロンチウム 90 の定量
9.4 に従って試料中に含まれるストロンチウム 90、A90±⊿A90(Bq) を求める。
5.3.5 安定ストロンチウムの定量
5.1.5 に同じ。
5.3.6 計算(1)

ストロンチウムの回収率を次式により計算する。
Y＝{W2/(W1+W3×V)}×100
Y ：ストロンチウムの回収率(%)
W1：加えた担体ストロンチウムの量(mg)W2：回収されたストロンチウムの量(mg)W3：試料水中のストロンチウムの量(mg/L)
V ：供試量(L)(2)

試料水 1L 当たりのストロンチウム 90 を次式により計算する。
a＝(A90±⊿A90)×(1/V)×103
a ：1L当たりのストロンチウム 90(mBq/L)
V ：供試量(L)A90±⊿A90：試料中に含まれるストロンチウム 90(Bq)*1

セシウム 137 を同時に分析する場合にはセシウムの担体も加える。

- 36 -

第 6 章海水

海水中の放射性ストロンチウムは、イオン交換法、発煙硝酸法またはシュウ酸塩法により定量する。
6.1 イオン交換法
6.1.1 試薬・器具・装置
試薬
標準溶液

ストロンチウム標準溶液(1000mgSr/L)
イットリウム標準溶液(1000mgY/L)
使用に際しては、必要とする濃度に上記市販品を水で正確に希釈する。
塩化物イオン標準溶液(10mgCl/ml)
0.5mol/L 硝酸銀標準溶液

担体溶液

塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml)

酸

塩酸、塩酸(1+1) 、(1+2) 、(1+23)

類

硝酸
アルカリ類

アンモニア水、アンモニア水(1+100) 、(1+500)
水酸化ナトリウム、水酸化ナトリウム溶液(24W/V%)

塩

類

塩化アンモニウム
酢酸アンモニウム溶液(15.4W/V%)
炭酸アンモニウム溶液(飽和)
炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム溶液(飽和)

そ

の

他

メタノール
エタノール
フルオレセインナトリウム溶液(0.8W/V%)
デキストリン溶液(8W/V%)
pH 試験紙フェノールフタレイン溶液

イオン交換樹脂

Dowex 50W-X8(100～200 メッシュ)器具

ホットプレート、全量ピペット(またはマイクロピペット) 、ビーカ
ー、時計皿、ろ紙、漏斗、吸引瓶、ガラスフィルター、クロマト管、
分液漏斗、注射器、メンブランフィルター(0.45μm) 、メスフラス
コ、ビュレット、分離型フィルター、試料皿、デシケーター、ろ紙
ばさみ装置

遠心分離機、電気乾燥器、ICP 発光分光分析装置、原子吸光分析装置、
ストロンチウム用中空陰極ランプ- 37 -

6.1.2 イオン交換樹脂のコンディショニング及びカラム作製
3.1.2 に同じ。
なお、6.1.3(2) ～(4) の予備濃縮 *1においては、コンディショニングしてH型となった樹脂を、気泡が入らないように注意しながら直径 9cmのクロマト管に長さ 26±0.2cmになるように詰めて樹脂カラム (以下、大型カラムという) を作り、これに海水試料 40Lを通す。また、予備濃縮操作が終わった大型カラムに、塩酸(1+1) 10Lを通した後、中性になるまで水を通すと、樹脂は再生され、繰り返し使用できる。
6.1.3 分析操作 *2(1)

海水試料 *340L*4を容器にはかり取る。

(2)

試料溶液を大型カラムに流速約 30ml/分で通し、流出液は捨てる。

(3)

溶離液 A[酢酸アンモニウム溶液(15.4W/V%) -メタノール(容積比 1:1)] 2.50L を
流速約 30mL/分で通し、流出液は捨てる。

(4)

塩酸(1+2) 6.00L を流速約 30ml/分で通し、ストロンチウム等を溶出する。

(5)

溶出液を 5Lビーカー2 個に等分した後、それぞれに以下の操作を行う。かき混ぜながら水酸化ナトリウムを少しずつ加えてpH8 以上 *5とする。炭酸ナトリウム 50gを加え、かき混ぜて炭酸ナトリウムを溶解した後、時計皿でおおい加熱沸騰させ、*1

解説C参照。

*2

本法は、分析試料中のカルシウム含量が 5g以下のものを対象としている。5gを超える試料の分析では、5g以下になるように試料を分割し、分割数に応じて使用する樹脂カラムの本数を増やして対応する必要がある。また、本法の溶離条件はDowex 50W-X8 を用いた検討実験により得られたものである。Dowex 50W-X8 以外の樹脂 (例えばAmberlite CG120) またはロットの異なる樹脂を用いる場合には、溶離条件が異なることがあるので (解説A参照) 、ストロンチウムとカルシウムについて使用する樹脂ごとに溶離曲線を作成することが必要である。
なお、溶離曲線を作成することができない場合は、解説Bを参照のこと。
*3

文部科学省放射能測定法シリーズ 16「環境試料採取法」(昭和 58 年) に基づき採取することにより、採取した海水の酸濃度 (塩酸 1ml/海水 1L) は、塩酸(1+1000) 酸性となる。また、セシウム 137 を同時に分析する場合は、この海水試料にセシウム担体を加え、リンモリブデ
ン酸アンモニウムを用いて放射性セシウムを吸着捕集する。リンモリブデン酸アンモニウム
を放射性セシウム分析に、上澄み液を放射性ストロンチウム分析に供する。上澄み液はブフナー漏斗とろ紙(No.5C) を用いて吸引ろ過し、大型カラムに通す。
*4

供試量を増減させたい場合は、大型カラムにおいて使用するイオン交換樹脂及び溶離液の容量を比例させて対応する。例えば、海水試料が 20Lの場合には、大型カラムのサイズについて、初めに直径を計算 [9cmφ×(20L/40L) 1/2＝6.36cmφ] して 6cmと決め、次に長さを計
算 [(9cmφ)2 ×26cm×(20L/40L)÷(6cmφ)2 ＝29.25cm] して 29.3±0.2cmと決める。また、溶離液の容量は 1/2 (＝20L/40L) とすれば良い。
*5

発熱するので、十分注意する。pHの確認にはpH試験紙を用いる。

- 38 -

沈殿を熟成する。放冷し沈殿が沈降するまで静置する。 *6(6)

上澄み液の大部分を傾斜法で除き、残りを遠心分離する。

(7)

沈殿を合わせ塩酸 50ml に溶解して 1L ビーカーに移し、蒸発乾固する。乾固物を塩酸(1+23) 500ml に溶解する。

(8)

以下の操作は 3.1.3(6) ～(13) に同じ。

6.1.4 ストロンチウム 90 及びストロンチウム 89 の定量(1)9.4 に従って試料中に含まれるストロンチウム 90、A90±⊿A90(Bq) を求める。 *7(2)

9.5 に従って試料中に含まれるストロンチウム 89、A89±⊿A89(Bq) を求める。 *8

6.1.5 安定ストロンチウムの定量
6.1.5.1 ICP 発光分光分析法
メンブランフィルター(0.45μm) を用い、試料水 *9中の懸濁物等をろ別する。
内標準法
(1)

ろ液を 50ml メスフラスコに正確に 0.5ml 分取する。イットリウム標準溶液(50mgY/L) を正確に 1ml 加え、水を標線まで加えて測定試料用溶液とする。

(2)

50ml メスフラスコ 5 個にイットリウム標準溶液(50mgY/L) を正確に 1ml 加え、次にストロンチウム標準溶液(5mgSr/L) をそれぞれ正確に 0、0.1、0.5、1、5ml ずつ加える。水を標線まで加えて検量線用溶液(0、0.01、0.05、0.1、0.5mgSr/L) とする。

(3)

ICP 発光分光分析装置を用い、検量線用溶液及び測定試料用溶液のストロンチウ
ム発光強度(測定波長；407.771nm) とイットリウム発光強度(測定波長；371.029nm)の比(ストロンチウム発光強度/イットリウム発光強度) を測定する。

(4)

検量線から測定試料用溶液のストロンチウム濃度P(mgSr/L) を求め、希釈倍率より試料水中のストロンチウム量W3(mg/L) を求める。 *10

検量線法
(1)

ろ液を 50ml メスフラスコに正確に 0.5ml 分取する。水を標線まで加えて、測定試
料用溶液とする。

(2)*650ml メスフラスコ 5 個にストロンチウム標準溶液(5mgSr/L) をそれぞれ正確に 0、上澄み液に炭酸ナトリウム溶液(飽和) を滴下し、炭酸塩沈殿の白色の濁りが生じないことを確認する。濁りを生じる場合は、炭酸ナトリウムが不足しているので、炭酸ナトリウムを追加して沈殿生成の操作を繰り返す。
*7

ストロンチウム 89 も定量するときには、9.5 に従う。

*8

ストロンチウム 90 とストロンチウム 89 を定量する方法である。

*9

海水試料には通常酸が加えられているが、ここでは酸を加えていない海水試料を別途採取して使用する。
*10

例えば、ここの希釈倍率では、W3＝P×(50/0.5) (mg/L) となる。

- 39 -

0.1、0.5、1、5ml ずつ加える。水を標線まで加えて検量線用溶液(0、0.01、0.05、
0.1、0.5mgSr/L) とする。
(3)

ICP 発光分光分析装置を用い、検量線用溶液及び測定試料用溶液の発光強度(測定
波長；407.771nm) を測定する。

(4)

検量線から測定試料用溶液のストロンチウム濃度P(mgSr/L) を求め、希釈倍率より試料水中のストロンチウム量W3(mg/L) を求める。 *10

6.1.5.2 原子吸光分析法 (標準添加法)(1)

海水試料 *9を 50mlメスフラスコ 4 個に正確に 10mlずつ分取し、 *11次にストロンチ
ウム標準溶液(50mgSr/L) をそれぞれ正確に 0、1、2、3mlずつ加え、水を標線まで
加える。

(2)

5.1.5.2 と同様に原子吸光分析装置を用いて吸光度を測定してストロンチウム濃度P(mgSr/L) を求め、希釈倍率より海水試料中のストロンチウム量W3(mg/L) を求める。 *12

6.1.5.3 塩素量による方法 *13(1)

塩化物イオン標準溶液(10mgCl/ml) を正確に 20ml 取り、フルオレセインナトリウ
ム溶液(0.8W/V%) 2 滴及びデキストリン溶液(8W/V%) 5ml を加え、静かにかき混ぜながら 0.5mol/L 硝酸銀標準溶液で滴定する。黄緑色のけい光が消失して、わずかに赤みを呈する点を終点とする。要した 0.5mol/L 硝酸銀標準溶液の量 a(ml) から、
0.5mol/L 硝酸銀標準溶液のファクターF を次式により計算する。
F ＝11.28/a(2)

100mlビーカーに海水試料 *9を正確に 15ml取り、水を加えて約 30mlとし、操作(1)と同様に滴定する。要した 0.5mol/L硝酸銀標準溶液の量X(ml) から、海水試料の*11ストロンチウム濃度が約 1.5mg/Lになるように希釈するのが望ましい。ここに示す分取量は一例である。
*12

例えば、ここの希釈倍率では、W3＝P×(50/10) (mg/L) となる。

*13

本法は、｢ストロンチウムが海洋中の保存性成分 (元素組成が海域・深度を問わず一定) である｣という仮定が成立するものとして、塩素量からストロンチウム量を推定するものである。
すなわち、塩素量Cl(0/00) 19.00g/kg(≒19g/L) の海水中のストロンチウム濃度は 8mg/Lであり、塩素量が変化してもその比は変わらないとして、ストロンチウム濃度を計算する。
Sr(mg)＝Cl(0/00)×(8/19)
しかしながら、Sr/Cl 比に対する陸水の影響等の変動要因は無視できず、さらに、外洋域においても海域による変動があるという報告があり、他に方法がない場合を除いて、ストロンチウムを直接測定する前記 ICP 発光分光分析法または原子吸光分析法のいずれかを選ぶことが望ましい。

- 40 -

塩素量Cl(0/00)*14を次式により計算する。
Cl＝17.73×X×F×(1/15)(3)海水試料中のストロンチウム量W3(mg/L) を次式により計算する。
W3＝Cl×(8/19)
8：塩素量 19.00(0/00) の海水中のストロンチウムの量(mg/L)
19：塩素量 19.00(0/00)
Cl：海水試料中の塩素量(0/00)

6.1.6 計算(1)

ストロンチウムの回収率を次式により計算する。
Y＝{W2/(W3×V)}×100
Y ：ストロンチウムの回収率(%)
W2：回収されたストロンチウムの量(mg)*15
W3：海水中のストロンチウムの量(mg/L)
V ：供試量(L)(2)

海水 1L 当たりのストロンチウム 90 を次式により計算する。
a＝(A90±⊿A90)×(1/V)×103
a ：1L当たりのストロンチウム 90(mBq/L)
V ：供試量(L)A90±⊿A90：試料中に含まれるストロンチウム 90(Bq)(3)

海水 1L 当たりのストロンチウム 89 を次式により計算する。
a＝(A89±⊿A89)×(1/V)×103
a ：1L当たりのストロンチウム 89(mBq/L)
V ：供試量(L)A89±⊿A89：試料中に含まれるストロンチウム 89(Bq)*14

ここで求めるものは厳密には塩素度(海水 1L中のハロゲンの量;g/L) であって、これを20℃の海水の密度で除したものが塩素量(g/kg=0/00) である。
*15

ストロンチウムの質量/炭酸ストロンチウムの質量＝0.594。
- 41 -

6.2 発煙硝酸法
6.2.1 試薬・器具・装置
試薬
標準溶液

ストロンチウム標準溶液(1000mgSr/L)
イットリウム標準溶液(1000mgY/L)
使用に際しては、必要とする濃度に上記市販品を水で正確に希釈する。
塩化物イオン標準溶液(10mgCl/ml)
0.5mol/L 硝酸銀標準溶液

担体溶液

塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml)
バリウム担体溶液(10mgBa/ml)

酸類

塩酸(1+1)硝酸
発煙硝酸(比重 1.52) 、(比重 1.45)
酢酸(7+13)

アルカリ類

アンモニア水、アンモニア水(1+100) 、(1+500)

塩

塩化アンモニウム類

酢酸アンモニウム溶液(46W/V%) 、(0.6W/V%)
炭酸アンモニウム溶液(飽和)
炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム溶液(飽和)
クロム酸カリウム溶液(30W/V%)
そ

の

他

エタノール
フルオレセインナトリウム溶液(0.8W/V%)
デキストリン溶液(8W/V%)
フェノールフタレイン溶液

器具

ホットプレート、大型ガスバーナー、全量ピペット(またはマイクロピペット) 、メスシリンダー(または分注器) 、pH 計、比重計、テ
フロン被覆ステンレス製タンク、ビーカー、時計皿、ろ紙、漏斗、ブフナー漏斗、吸引瓶、ろ過鐘、ガラスフィルター、共栓付き三角フラスコ、注射器、メンブランフィルター(0.45μm) 、メスフラス
コ、ビュレット、分離型フィルター、試料皿、デシケーター、ろ紙
ばさみ装置

遠心分離機、かくはん機、電気乾燥器、ICP 発光分光分析装置、原子吸光分析装置、ストロンチウム用中空陰極ランプ

6.2.2 分析操作
(1)

海水試料 40L をテフロン被覆ステンレス製タンクにはかり取る。かくはん機を用いて試料をゆっくりかき混ぜながら、炭酸ナトリウム 400g を加える。炭酸ナトリウ- 42 -

ムが溶解した後、塩酸(1+1) を少しずつ加えてpH9.7±0.1*1に調整する。そのままか
き混ぜながらガスバーナーを用いて加熱し、5 時間煮沸して沈殿を熟成する。放冷し沈殿が沈降するまで静置する。 *2(2)

上澄み液の大部分を傾斜法で除き、残りを遠心分離する。 *3(3)沈殿を硝酸に溶解し、5L ビーカーに移す。試料溶液の液量を約 1L まで加熱濃縮する。放冷後、ブフナー漏斗とろ紙(No.5C) を用いて吸引ろ過し、水で洗浄する。
ろ液と洗液を元の 5L ビーカーに戻す。

(4)

流水で冷却しながら発煙硝酸(比重 1.52) 約 3.3L を少しずつ加える。時計皿でおおい流水中に 1 時間放置した後、ガラス棒でかき混ぜて硝酸塩沈殿を生成し、水槽中に一夜静置する。

(5)

上澄み液の比重が 1.45 以上であることを比重計で確認した後、上澄み液を傾斜法で除く。水 370ml を用いて沈殿を溶解し、2L ビーカーに移す。

(6)

流水で冷却しながら発煙硝酸(比重 1.52) 約 990ml を少しずつ加える。時計皿で
おおい流水中に 1 時間放置した後、ガラス棒でかき混ぜて硝酸塩沈殿を生成し、水槽中に一夜静置する。

(7)

上澄み液の比重が 1.45 以上であることを比重計で確認した後、上澄み液を傾斜法で除く。水 240ml を用いて沈殿を溶解し、1L ビーカーに移す。

(8)

流水で冷却しながら発煙硝酸(比重 1.52) 約 660ml を少しずつ加える。時計皿で
おおい流水中に 1 時間放置した後、ガラス棒でかき混ぜて硝酸塩沈殿を生成し、水槽中に一夜静置する。

(9)以下の操作は 3.2.2(6) ～(18) に同じ。

6.2.3 ストロンチウム 90 及びストロンチウム 89 の定量(1)9.4 に従って試料中に含まれるストロンチウム 90、A90±⊿A90(Bq) を求める。 *4(2)

9.5 に従って試料中に含まれるストロンチウム 89、A89±⊿A89(Bq) を求める。 *5

6.2.4 安定ストロンチウムの定量
6.1.5 に同じ。

*1

pHが 10 以上になると炭酸塩沈殿の容積が増加するため、pH計により調整する。

*2

上澄み液に炭酸ナトリウム溶液(飽和) を滴下し、炭酸塩沈殿の白色の濁りが生じないことを確認する。濁りを生じる場合は、炭酸ナトリウムが不足しているので、炭酸ナトリウムを追加して沈殿生成の操作を繰り返す。
*3

上澄み液は放射性セシウムの分析に使用できる。

*4

ストロンチウム 89 も定量するときには、9.5 に従う。

*5ストロンチウム 90 とストロンチウム 89 を定量する方法である。

- 43 -

6.2.5 計算
6.1.6 に同じ。

- 44 -

6.3 シュウ酸塩法
6.3.1 試薬・器具・装置
試薬
標準溶液

ストロンチウム標準溶液(1000mgSr/L)
イットリウム標準溶液(1000mgY/L)
使用に際しては、必要とする濃度に上記市販品を水で正確に希釈する。
塩化物イオン標準溶液(10mgCl/ml)
0.5mol/L 硝酸銀標準溶液

担体溶液

ストロンチウム担体溶液(100mgSr/ml)
塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml)
イットリウム担体溶液(10mgY/ml)
バリウム担体溶液(10mgBa/ml)
ランタン担体溶液(10mgLa/ml)

酸

類

塩酸
硝酸、硝酸(1+1)
シュウ酸
酢酸(7+13)

アルカリ類

アンモニア水、アンモニア水(1+1) 、(1+100)
水酸化ナトリウム

塩

類

酢酸アンモニウム溶液(46W/V%) 、(0.6W/V%)
炭酸アンモニウム、炭酸アンモニウム溶液(1W/V%)
シュウ酸アンモニウム溶液(飽和) 、(0.2W/V%)
炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム溶液(飽和)
クロム酸カリウム溶液(30W/V%)
硝酸ランタン溶液(0.2W/V%)

そ

の

他

過酸化水素水フルオレセインナトリウム溶液(0.8W/V%)
デキストリン溶液(8W/V%)

器具

ホットプレート、全量ピペット(またはマイクロピペット) 、pH 計、
蒸発皿、ビーカー、時計皿、ろ紙、漏斗、ブフナー漏斗、吸引瓶、ガラスフィルター、注射器、メンブランフィルター(0.45μm) 、メ
スフラスコ、ビュレット装置

遠心分離機、電気炉、ICP 発光分光分析装置、原子吸光分析装置、ス
トロンチウム用中空陰極ランプ

6.3.2 分析操作
(1)

海水試料 20Lを 10Lビーカー2 個に分け取り、これにストロンチウム担体溶液- 45 -

(100mgSr/ml) を正確に 5mlずつ加える。かき混ぜながら水酸化ナトリウムを少しずつ加えてpH10 以上とする。炭酸ナトリウム 100ｇずつを加え、かき混ぜながら約 80℃
で 1 時間加熱する。沈殿が沈降するまで一晩静置する。 *1(2)

上澄み液の大部分を傾斜法で除き、残りを遠心分離する。 *2(3)

それぞれの沈殿を塩酸に溶解して合わせ、5Lビーカーに移し、水を加えて約 4.5Lとする。約 80℃に加熱しシュウ酸 100ｇを加え、pH計で測定しながらアンモニア水でpH4.0～4.2 に調整する。ホットプレート 100℃で数時間加熱して沈殿を熟成し、放冷し沈殿が沈降するまで静置する。 *3(4)

ブフナー漏斗とろ紙(No.5C) を用いて沈殿を吸引ろ別し、シュウ酸アンモニウム溶液(0.2W/V%) 50ml を 3 回に分けて洗浄する。ろ紙ごと沈殿を蒸発皿(磁製、直径
約 10cm) に移し、乾繰した後 600℃で 3 時間加熱する。

(5)

試料を硝酸に溶解し、水を加えて液量を約 500ml とする。

(6)

塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml) 8mlを加え、加熱して二酸化炭素を追い出す。アンモニア水 *4を少しずつ加え、pH約 8 として水酸化鉄(Ⅲ) を沈殿させる。さらに、約 10分間加熱し、沈殿を熱成する。

(7)

ろ紙(No.5A) を用いてすみやかにろ過し、沈殿をアンモニア水(1+100) で洗浄する。ろ液と洗液を 1L ビーカーに受け、沈殿は捨てる。

(8)

溶 液を 加熱 し 、約 300ml ま で濃 縮 し水 500ml を 加え る 。バ リウ ム 担体 溶液(10mgBa/ml) 4ml 及び酢酸アンモニウム溶液(46W/V%) 4ml を加え、次にアンモニア
水(1+1) 及び酢酸(7+13) を用いて pH5.0～5.5 に調整する。

(9)

約 60℃に加熱しクロム酸カリウム溶液(30W/V%) 2mlを加え、 *5ポリスマン(ガラス棒) でビーカーの内壁をこすり沈殿を生成させた後、さらに加熱を続けて沈殿を熟成し、約 1 時間室温で放置する。

(10) ろ紙(No.5C) を用いて黄色のクロム酸バリウムの沈殿(ラジウムを含む) をろ別し、沈殿を酢酸アンモニウム溶液(0.6W/V%) で 3 回洗浄する。ろ液と洗液を 3L ビー
カーに受け、沈殿は捨てる。水を加えて、液量を約 2.5L とする。
(11) 水酸化ナトリウム 8gを加え、pH約 10 とし、 *6次に炭酸アンモニウム 100gを加え*1

上澄み液に炭酸ナトリウム溶液(飽和) を滴下し、炭酸塩沈殿の白色の濁りが生じないことを確認する。濁りを生じる場合は、炭酸ナトリウムが不足しているので、炭酸ナトリウムを追加して沈殿生成の操作を繰り返す。
*2

上澄み液は放射性セシウムの分析に使用できる｡*3

上澄み液にシュウ酸アンモニウム溶液(飽和) を滴下し、シュウ酸塩沈殿の白色の濁りが生じないことを確認する。濁りを生じる場合は、シュウ酸が不足しているので、シュウ酸を追加して沈殿生成の操作を繰り返す。
*4

二酸化炭素がほとんど含まれていない未開封のアンモニア水を使用する。

*5

沈殿が生じないときは、クロム酸カリウム溶液(30W/V%) を追加するとよい。

*6

溶液の色が橙色から黄色に変化すればよい。

- 46 -

て 1 時間程度加熱し、白色の炭酸塩を沈殿させる。
(12) ガラスフィルター(26G4) を用いて沈殿を吸引ろ別し、炭酸アンモニウム溶液(1W/V%) 200ml を 3 回に分けて洗浄する。沈殿を硝酸(1+1) に溶解し、ガラスフィ
ルターを水で 3 回洗浄する。1L ビーカーにろ液と洗液を合わせ、加熱濃縮して液量を約 300ml にし、過酸化水素水 2 滴を加えクロム酸を還元する。
(13) 水を加えて液量を 500mlにする。塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml) 8ml、ランタン担体溶液(10mgLa/ml) 1ml及びイットリウム担体溶液(10mgY/ml) 1mlを加え、加熱して二酸化炭素を追い出す。アンモニア水 *4を少しずつ加え、pH約 8 として水酸化鉄(Ⅲ) を沈殿させる。さらに、約 10 分間加熱し、沈殿を熟成する。
(14) ろ紙(No.5A) を用いてすみやかにろ過し (このとき日時を｢スカベンジング日時｣として記録する) 、沈殿をアンモニア水(1+100) で 3 回洗浄する。ろ液と洗液を 1L
ビーカーに受け、沈殿は捨てる。
(15) 加熱して、アンモニアを追い出す。硝酸 14ml を加え、500ml メスフラスコに移し、2 週間以上放置する。
なお、このメスフラスコから正確に 1ml を分取し、次項に従ってストロンチウムを定量し、計算の項に示した方法に従ってストロンチウムの回収率を求める。
6.3.3 回収されたストロンチウムの定量
3.3.3 に同じ。ただし、分取量が異なっているので注意すること。
6.3.4 ストロンチウム 90 の定量
9.4 に従って試料中に含まれるストロンチウム 90、A90±⊿A90(Bq) を求める。
6.3.5 安定ストロンチウムの定量
6.1.5 に同じ。
6.3.6 計算(1)

ストロンチウムの回収率を次式により計算する。
Y＝{W2/W1＋(W3×V)}×100
Y ：ストロンチウムの回収率(%)
W1：加えた担体ストロンチウムの量(mg)W2：回収されたストロンチウムの量(mg)W3：海水試料中のストロンチウムの量(mg/L)
V ：供試量(L)(2)

海水 1L 当たりのストロンチウム 90 を次式により計算する。
a＝(A90±⊿A90)×(1/V)×103
a ：1L当たりのストロンチウム 90(mBq/L)
V ：供試量(L)- 47 -

A90±⊿A90：試料中に含まれるストロンチウム 90(Bq)- 48 -

第 7 章土壌・海底土土壌・海底土中の放射性ストロンチウムは、試料を 500℃で加熱した後、塩酸または硝酸抽出を行い、イオン交換法、発煙硝酸法またはシュウ酸塩法により定量する。
河底土及び湖底土にも適用できる。
7.1 イオン交換法
7.1.1 試薬・器具・装置
試薬
標準溶液

ストロンチウム標準溶液(1000mgSr/L)
イットリウム標準溶液(1000mgY/L)
使用に際しては、必要とする濃度に上記市販品を水で正確に希釈す
る。

担体溶液

ストロンチウム担体溶液(10mgSr/ml)
塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml)
カルシウム担体溶液(50mgCa/ml)

酸

類

塩酸、塩酸(1+1) 、(1+3) 、(1+23)
硝酸
シュウ酸

アルカリ類

アンモニア水、アンモニア水(1+100)、(1+500)
水酸化ナトリウム、水酸化ナトリウム溶液(24W/V%)

塩

類

塩化アンモニウム
酢酸アンモニウム溶液(15.4W/V%)
炭酸アンモニウム溶液(飽和)
シュウ酸アンモニウム溶液(飽和)、(0.2W/V%)
炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム溶液(飽和)

そ

の

他

メタノール
エタノール
pH 試験紙
BCG 溶液フェノールフタレイン溶液

イオン交換樹脂

Dowex 50W-X8(100～200 メッシュ)器具

ホットプレート、全量ピペット(またはマイクロピペット) 、蒸発皿、ビーカー、時計皿、ろ紙、ガラス繊維ろ紙、漏斗、ブフナー漏斗、吸引瓶、ろ過鐘、ガラスフィルター、クロマト管、分液漏斗、メス
フラスコ、分離型フィルター、試料皿、デシケーター、ろ紙ばさみ装置

遠心分離機、電気炉、電気乾燥器、ICP 発光分光分析装置、原子吸光分析装置、ストロンチウム用中空陰極ランプ- 49 -

7.1.2 イオン交換樹脂のコンディショニング及びカラム充填
3.1.2 に同じ。
7.1.3 分析操作 *1(1)

乾燥細土 100g*2を蒸発皿(磁製、直径約 15cm) にはかり取り、500℃ *3で 5 時間加
熱する。

(2)

放冷後、2Lビーカーに移し、ストロンチウム担体溶液(10mgSr/ml) を正確に 5ml
加え、 * 4 よくかき混ぜる。塩酸または硝酸 1Lを発泡に注意しながら少しずつ加え、 *5時計皿でおおい、ホットプレート上で静かに沸騰する程度で 3 時間加熱する。

(3)

ブフナー漏斗とろ紙(No.5C)の上にガラス繊維ろ紙(GA200)を重ねて吸引ろ過し、残留物は温水で洗浄する。ろ液と洗液を合わせ、水を加えて液量を約 2.5L とする。

(4)

カルシウム担体溶液(50mgCa/ml) 5mlを加え、かき混ぜながら水酸化ナトリウムを少しずつ加えてpH10 以上とする。*6炭酸ナトリウム 50gを加え、かき混ぜて炭酸ナト
リウムを溶解した後、時計皿でおおい加熱沸騰させ、沈殿を熟成する。放冷し沈殿が沈降するまで静置する。 *7(5)*1

上澄み液の大部分を傾斜法で除き、残りを遠心分離する。 *8

本法は、分析試料中のカルシウム含量が 5g以下のものを対象としている。5gを超える試料の分析では、5g以下になるように試料を分割し、分割数に応じて使用する樹脂カラムの本数を増やして対応する必要がある。なお、試料中に含まれるカルシウム量に応じたカラムサイズに変更してもよい。ただし、必ず溶離条件を確認すること。また、本法の溶離条件はDowex
50W-X8 を用いた検討実験により得られたものである。Dowex 50W-X8 以外の樹脂 (例えばAmberlite CG120) またはロットの異なる樹脂を用いる場合には、溶離条件が異なることがあるので (解説A参照) 、ストロンチウムとカルシウムについて使用する樹脂ごとに溶離曲線を作成することが必要である。なお、溶離曲線を作成することができない場合は、解説Bを参照のこと。
*2

硫酸塩、硫化物など硫黄化合物を多く含む試料については、分析過程でSrSO4を生成して回収率が大きく低下することがある。この場合は、試料に炭酸ナトリウム溶液(30W/V%) 200mlを加えて 4 時間かくはんし、ろ過後に酸浸出を行うことにより、回収率の低下を防ぐことができる。
*3

セシウム 137 を同時に分析する場合は、450℃で 3 時間加熱する。

*4

セシウム 137 を同時に分析する場合はセシウムの担体も加える。

*5

カルシウム含量の多い試料では発泡が激しいので飛散等に注意する。

*6

発熱するので、十分注意する。pHの確認にはpH試験紙を用いる。

*7

上澄み液に炭酸ナトリウム溶液(飽和) を滴下し、炭酸塩沈殿の白色の濁りが生じないことを確認する。濁りを生じる場合は、炭酸ナトリウムが不足しているので、炭酸ナトリウムを追加して沈殿生成の操作を繰り返す。
*8

上澄み液は放射性セシウムの分析に使用できる。

- 50 -

(6)

沈殿を少過剰の塩酸に溶解し、2Lビーカーに移し、水を加えて約 1.5Lとする。沸騰するまで加熱した後、シュウ酸 50gを加え、アンモニア水でpH4.0～4.2 (BCG溶液、
黄色→青緑色) に調整する。*9再度加熱して沈殿を熟成する。放冷し沈殿が沈降するまで静置する。 *10(7)

傾斜法で上澄み液をできるだけ 3L ビーカーに移す。沈殿を含む残りは塩酸(1+3)
を用いて 1L ビーカーに移す。

(8)

上澄み液にカルシウム担体溶液(50mgCa/ml) 5mlを加える。加熱し、かき混ぜながら塩酸を少しずつ加え、生成したシュウ酸カルシウムの白い沈殿を一度溶解する。
そのまま沸騰するまで加熱した後、シュウ酸 10ｇを加え、アンモニア水でpH4.0～
4.2 (BCG溶液、黄色→青緑色) に調整する。*9再度加熱して沈殿を熟成する。放冷し沈殿が沈降するまで静置する。

(9)

傾斜法で上澄み液をできるだけ捨て、沈殿を含む残りは塩酸(1+3) を用いて操作(7) の 1L ビーカーに合わせる。加熱しながら塩酸を少しずつ加え、沈殿を完全に溶
解し、水を加えて約 600ml とする。

(10) 沸騰するまで加熱した後、シュウ酸 5gを加え、アンモニア水でpH4.0～4.2 (BCG
溶液、黄色→青緑色) に調整する。*9再度加熱して沈殿を熟成する。放冷し沈殿が沈降するまで静置する。
(11) 以下の操作は 3.1.3(4) ～(13) に同じ。
7.1.4 ストロンチウム 90 及びストロンチウム 89 の定量(1)9.4 に従って試料中に含まれるストロンチウム 90、A90±⊿A90(Bq) を求める。 *11(2)

9.5 に従って試料中に含まれるストロンチウム 89、A89±⊿A89(Bq) を求める。 *12

7.1.5 安定ストロンチウムの定量
7.1.5.1 ICP 発光分光分析法(1)乾燥細土 10g を蒸発皿(磁製、直径約 5cm) にはかり取り、500℃で 5 時間加熱する。

(2)

放冷後、500ml ビーカーに移し、塩酸または硝酸 50ml を少しずつ加える。時計皿
でおおい、ホットプレート上で静かに沸騰する程度で 3 時間加熱する。

(3)

ブフナー漏斗とろ紙(No.5C)の上にガラス繊維ろ紙(GA200)を重ねて吸引ろ過し、残留物は温水で洗浄する。ろ液と洗液を合わせ、500ml メスフラスコに移し、水を*9

pHが高いと鉄が水酸化物として沈殿するので、注意する。

*10

上澄み液にシュウ酸アンモニア溶液(飽和) を滴下し、シュウ酸塩沈殿の白色の濁りが生じないことを確認する。濁りを生じる場合は、シュウ酸が不足しているので、シュウ酸を追加して沈殿生成の操作を繰り返す。
*11

ストロンチウム 89 も定量するときには、9.5 に従う。

*12

ストロンチウム 90 とストロンチウム 89 を定量する方法である。

- 51 -

標線まで加える (試料溶液) 。
内標準法
(1)

試料溶液を 50ml メスフラスコに正確に 5ml 分取し、イットリウム標準溶液(50mgY/L) を正確に 1ml 加え、水を標線まで加えて測定試料用溶液とする。

(2)

50ml メスフラスコ 5 個にイットリウム標準溶液(50mgY/L) を正確に 1ml 加え、次にストロンチウム標準溶液(5mgSr/L) をそれぞれ正確に 0、0.1、0.5、1、5ml ずつ加える。水を標線まで加えて検量線用溶液(0、0.01、0.05、0.1、0.5mgSr/L) とする。

(3)

ICP 発光分光分析装置を用い、検量線用溶液及び測定試料用溶液のストロンチウ
ム発光強度(測定波長；407.771nm) とイットリウム発光強度(測定波長；371.029nm)の比(ストロンチウム発光強度/イットリウム発光強度) を測定する。

(4)

検量線から測定試料用溶液のストロンチウム濃度P(mgSr/L) を求め、希釈倍率より乾燥細土中のストロンチウム量W3(mg/g) を求める。 *13

検量線法
(1)

試料溶液を 50ml メスフラスコに正確に 5ml 分取し、水を標線まで加えて測定試料用溶液とする。

(2)

50ml メスフラスコ 5 個にストロンチウム標準溶液(5mgSr/L) をそれぞれ正確に 0、0.1、0.5、１、5ml ずつ分取する。水を標線まで加えて検量線用溶液(0、0.01、0.05、
0.1、0.5mg/L) とする。

(3)

ICP 発光分光分析装置を用い、検量線用溶液及び測定試料用溶液の発光強度(測定
波長；407.771nm) を測定する。

(4)

検量線から測定試料用溶液のストロンチウム濃度P(mgSr/L) を求め、希釈倍率より乾燥細土中のストロンチウム量W3(mg/g) を求める。 *13

7.1.5.2 原子吸光分析法 (標準添加法)(1)

乾燥細土 10g を蒸発皿(磁製、直径約 5cm) にはかり取り、500℃で 5 時間加熱する。

(2)

放冷後、500ml ビーカーに移し、塩酸または硝酸 50ml を少しずつ加える。時計皿
でおおい、ホットプレート上で静かに沸騰する程度で 3 時間加熱する。

(3)

ブフナー漏斗とろ紙(No.5C)の上にガラス繊維ろ紙(GA200)を重ねて吸引ろ過し、残留物は温水で洗浄する。ろ液と洗液を合わせ、水を加えて約 600ml とする。

(4)

カルシウム担体溶液(50mgCa/ml) 1～2mlを加え、 *14 沸騰するまで加熱した後、シュウ酸 10gを加え、アンモニア水でpH4.0～4.2 (BCG溶液、黄色→青緑色) に調整*13

例えば、ここの希釈倍率では、W3＝P×50×(500/5)×(1/10)×(1/103) (mg/g) となる。

*14

試薬に不純物としてストロンチウムが含まれていることがあるので、その場合試薬ブラン

クをはかり差し引くか、または、試薬を精製した方がよい。なお、カルシウム含量の多い試料には加える必要はない。

- 52 -

する。再度加熱して沈殿を熟成し、放冷する。
(5)

放冷後、ガラスフィルター(1G4) を用いて沈殿を吸引ろ別し、少量のシュウ酸アンモニウム溶液(0.2W/V%) で洗浄する。

(6)

50ml メスフラスコを置いたろ過鐘にガラスフィルターを移し、沈殿を塩酸(1+1)に溶解し、吸引ろ過する。ガラスフィルターを水で洗浄後、水を標線まで加える。

(7)

この溶液を 25mlメスフラスコ 4 個に正確に 5mlずつ分取し、 *15次にストロンチウ
ム標準溶液(25mgSr/ml) をそれぞれ正確に 0、1、2、3mlずつ加え、水を標線まで加
える。

(8)

5.1.5.2 と同様に原子吸光分析装置を用いて、吸光度を測定してストロンチウム
濃度P(mgSr/L) を求め、希釈倍率より乾燥細土中のストロンチウム量W3(mg/g) を求める。 *16

7.1.6 計算(1)

ストロンチウム回収率を次式により計算する。
Y＝{W2/(W1＋W3×M)}×100
Y ：ストロンチウムの回収率(%)
W1：加えた担体ストロンチウムの量(mg)W2：回収されたストロンチウムの量(mg)*17
W3：乾燥細土中のストロンチウムの量(mg/g)
M ：供試量(g)(2)

乾燥細土 1kg 当たりのストロンチウム 90 を次式により計算する。
a＝(A90±⊿A90)×(103/M)
a ：乾燥細土 1kg当たりのストロンチウム 90(Bq/kg)
M ：供試量(g)A90±⊿A90：試料中に含まれるストロンチウム 90(Bq)(3)

2

1km 当たりの土壌中のストロンチウム 90*18を次式により計算する。
a'＝a×(D/100)×Mf×(1010/S)×(1/106)
a'：1km2当たりのストロンチウム 90(MBq/km2)
a ：乾燥細土 1kg当たりのストロンチウム 90(Bq/kg)*15

ストロンチウム濃度が約 1.5mg/Lになるように希釈するのが望ましい。ここに示す分取量は一例である。
*16

例えば、ここの希釈倍率では、W3＝P×25×(50/5)×(1/10)×(1/103) (mg/g) となる。

*17

ストロンチウムの質量/炭酸ストロンチウムの質量＝0.594。

*18

採取した深さの土壌 1km2当たりのストロンチウム 90 またはストロンチウム 89 を求め、土壌 1km2当たりの蓄積量とする。海底土などには適用しない。

- 53 -

D ：乾燥率(%)*19
Mf：採取土壌全質量(kg)S ：採取面積(cm2)(4)

乾燥細土 1kg 当たりのストロンチウム 89 を次式により計算する。
a＝(A89±⊿A89)×(103/M)
a ：1kg当たりのストロンチウム 89(Bq/kg)
M ：供試量(g)A89±⊿A89：試料中に含まれるストロンチウム 89(Bq)(5)

2

1km 当たりの土壌中のストロンチウム 89*18を次式により計算する。
a'＝a×(D/100)×Mf×(1010/S)×(1/106)
a'：1km2当たりのストロンチウム 89(MBq/km2)
a ：乾燥細土１kg当たりのストロンチウム 89(Bq/kg)
D ：乾燥率(%)*19
Mf：採取土壌全質量(kg)S ：採取面積(cm2)*19

採取土壌を 105～110℃で乾燥して求めた乾燥質量から得る。
D＝(乾燥質量(g)/採取土壌質量(g))×100- 54 -

7.2 発煙硝酸法
7.2.1 試薬・器具・装置
試薬
標準溶液

ストロンチウム標準溶液(1000mgSr/L)
イットリウム標準溶液(1000mgY/L)
使用に際しては、必要とする濃度に上記市販品を水で正確に希釈す
る。

担体溶液

ストロンチウム担体溶液(10mgSr/ml)
塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml)
カルシウム担体溶液(50mgCa/ml)
バリウム担体溶液(10mgBa/ml)

酸

類

塩酸、塩酸(1+1) 、(1+3)
硝酸
発煙硝酸(比重 1.52) 、(比重 1.45)
シュウ酸
酢酸(7+13)

アルカリ類

アンモニア水、アンモニア水(1+100) 、(1+500)
水酸化ナトリウム

塩類

塩化アンモニウム
酢酸アンモニウム溶液(46W/V%) 、(0.6W/V%)
炭酸アンモニウム溶液(飽和)
シュウ酸アンモニウム溶液(飽和) 、(0.2W/V%)
炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム溶液(飽和)
クロム酸カリウム溶液(30W/V%)

そ

の

他

エタノール
pH 試験紙
BCG 溶液フェノールフタレイン溶液

器具

ホットプレート、全量ピペット(またはマイクロピペット) 、メスシ
リンダー(または分注器) 、蒸発皿、ビーカー、時計皿、ろ紙、ガラ
ス繊維ろ紙、漏斗、ブフナー漏斗、吸引瓶、ろ過鐘、ガラスフィル
ター、共栓付き三角フラスコ、メスフラスコ、分離型フィルター、
試料皿、デシケーター、ろ紙ばさみ装置

遠心分離機、電気炉、電気乾燥器、ICP 発光分光分析装置、原子吸光分析装置、ストロンチウム用中空陰極ランプ

7.2.2 分析操作
(1)

7.1.3(1) ～(10) に同じ。

- 55 -

(2)3.2.2(4) ～(18) に同じ。 *1

7.2.3 ストロンチウム 90 及びストロンチウム 89 の定量(1)9.4 に従って試料中に含まれるストロンチウム 90、A90±⊿A90(Bq) を求める。 *2(2)

9.5 に従って試料中に含まれるストロンチウム 89、A89±⊿A89(Bq) を求める。 *3

7.2.4 安定ストロンチウムの定量
7.1.5 に同じ。
7.2.5 計算
7.1.6 に同じ。

*1

ウラン、トリウムを多量に含む土壌試料等については、イットリウム 90 の放射能測定において半減期 64.0 時間に従わない可能性がある。その場合は、バリウム除去操作(3.2.2(11)～(14)) を繰り返すと有効である。
*2ストロンチウム 89 も定量するときには、9.5 に従う。

*3

ストロンチウム 90 とストロンチウム 89 を定量する方法である。

- 56 -

7.3 シュウ酸塩法
7.3.1 試薬・器具・装置
試薬
標準溶液

ストロンチウム標準溶液(1000mgSr/L)
イットリウム標準溶液(1000mgY/L)
使用に際しては、必要とする濃度に上記市販品を水で正確に希釈す
る。

担体溶液

ストロンチウム担体溶液(100mgSr/ml)
塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml)
イットリウム担体溶液(10mgY/ml)
カルシウム担体溶液(50mgCa/ml)
バリウム担体溶液(10mgBa/ml)
ランタン担体溶液(10mgLa/ml)

酸

類

塩酸、塩酸(1+1)
硝酸
シュウ酸
酢酸(7+13)

アルカリ類

アンモニア水、アンモニア水(1+1) 、(1+100)
水酸化ナトリウム

塩

類

酢酸アンモニウム溶液(46W/V%) 、(0.6W/V%)
炭酸アンモニウム溶液(1W/V%)
シュウ酸アンモニウム溶液(飽和) 、(0.2W/V%)
炭酸ナトリウム
クロム酸カリウム溶液(30W/V%)
硝酸ランタン溶液(0.2W/V%)

そ

の

他

過酸化水素水BCG 溶液器具

ホットプレート、全量ピペット(またはマイクロピペット) 、pH 計、
蒸発皿、ビーカー、時計皿、ろ紙、ガラス繊維ろ紙、漏斗、ブフナ
ー漏斗、吸引瓶、ろ過鐘、ガラスフィルター、メスフラスコ

装置

遠心分離機、電気炉、ICP 発光分光分析装置、原子吸光分析装置、ス
トロンチウム用中空陰極ランプ- 57 -

7.3.2 分析操作
(1)

乾燥細土 100g*1を蒸発皿(磁製、直径約 15cm) にはかり取り、500℃で 5 時間加熱
する。

(2)

放冷後、2Lビーカーに移し、ストロンチウム担体溶液(100mgSr/ml) を正確に 10ml
加え、よくかき混ぜる。塩酸または硝酸 1Lを発泡に注意しながら少しずつ加え、 *2
時計皿でおおい、ホットプレート上で静かに沸騰する程度で 3 時間加熱する。

(3)

ブフナー漏斗とろ紙(No.5C)の上にガラス繊維ろ紙(GA200)を重ねて吸引ろ過し、残留物は温水で 3 回洗浄する。ろ液と洗液を 3L ビーカーに合わせ、液量が 100ml になるまで加熱濃縮する。

(4)

水 1L を加え、ホットプレート上で加熱煮沸する。これに、アンモニア水を少しずつ加え、pH 約 8 として水酸化鉄(Ⅲ) を沈殿させる。さらに、煮沸した水を加え全量を 2L とし、一晩静置して沈殿を沈降させる。

(5)

上澄み液の大部分を傾斜法で除き、残りを遠心分離する。上澄み液は、5L ビーカ
ーに移す。

(6)

操作(5) の沈殿を塩酸 30ml に加温溶解し、もとの 3L ビーカーに入れた後、操作(4) ～(6) を 2 回繰り返す。

(7)

上澄み液を合わせ、約 80℃に加熱しシュウ酸 40gを加え、pH計で測定しながらア
ンモニア水でpH4.0～4.2 に調整する。数時間加熱して沈殿を熟成し、放冷して沈殿が完全に沈降するまで静置する。*3カルシウムの多い試料には、シュウ酸を多めに加
える。

(8)

上澄み液の大部分を傾斜法で除き、ブフナー漏斗とろ紙(No.5C) を用いて沈殿を吸引ろ別し、シュウ酸アンモニウム溶液(0.2W/V%) 50ml を 3 回に分けて洗浄する。
ろ紙ごと沈殿を蒸発皿(磁製、直径約 10cm) に移し、乾燥した後 600℃で 3 時間加熱
する｡

(9)

試料を 500ml ビーカーに移し、硝酸に溶解し、水を加えて約 200ml とする｡

(10) 塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml) 4mlを加え、加熱して二酸化炭素を追い出す。アンモニア水 *4を少しずつ加え、pH約 8 として水酸化鉄(Ⅲ) を沈殿させる。さらに、約 10分間加熱し、沈殿を熟成する｡*1

硫酸塩、硫化物など硫黄化合物を多く含む試料については、分析過程でSrSO4を生成して回収率が大きく低下することがある。この場合は、試料に炭酸ナトリウム溶液(30W/V%) 200mlを加えて 4 時間かくはんし、ろ過後に酸浸出を行うことにより、回収率の低下を防ぐことができる。
*2

カルシウム含量の多い試料では発泡が激しいので飛散等に注意する。

*3

上澄み液にシュウ酸アンモニウム溶液(飽和) を滴下し、シュウ酸塩沈殿の白色の濁りが生じないことを確認する。濁りを生じる場合は、シュウ酸が不足しているので、シュウ酸を追加して沈殿生成の操作を繰り返す。
*4

二酸化炭素がほとんど含まれていない未開封のアンモニア水を使用する。

- 58 -

(11) ろ紙(No.5A) を用いてすみやかにろ過し、沈殿をアンモニア水(1+100) で 3 回洗浄する。ろ液と洗液を 300ml ビーカーに受け、沈殿は捨てる｡(12) 溶液を加熱し、約 200ml まで蒸発濃縮する。バリウム担体溶液(10mgBa/ml) 2ml
及び酢酸アンモニウム溶液(46W/V%) 2ml を加え、次にアンモニア水(1+1) 及び酢酸
(7+13) を用いて pH5.0～5.5 に調整する｡(13) 約 60℃に加熱しクロム酸カリウム溶液(30W/V%) 1ml を加えポリスマン(ガラス棒)
でビーカー内壁をこすり沈殿を生成した後、さらに加熱を続けて沈殿を熟成し、約
1 時間室温で放置する｡(14) 黄色のクロム酸バリウムの沈殿をろ紙(No.5C) を用いてろ別し、沈殿は酢酸アン
モニウム溶液(0.6W/V%) で 3 回洗浄する。ろ液と洗液を 1L ビーカーに受け、沈殿を捨てる｡(15) 水酸化ナトリウム 4gを加えてpH約 10 とし、 *5次に炭酸ナトリウム 40gを加え沈殿が出始めたら 30 分間加熱し、その後放置して白色の炭酸塩を沈殿させる。
(16) 沈殿をガラスフィルター(25G4) を用いて吸引ろ別し、炭酸アンモニウム(1W/V%)
で 3 回洗浄する。沈殿を硝酸 *6に溶解し、ガラスフィルターを水で 3 回洗浄する。500ml
ビーカーにろ液と洗液を合わせ、加熱濃縮して液量を約 200mlにし、過酸化水素水 2滴を加えクロム酸を還元する。
(17) 塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml) 4ml、ランタン担体溶液(10mgLa/ml) 0.5ml及びイットリウム担体溶液(10mgY/ml) 0.5mlを加え、加熱して二酸化炭素を追い出す。アンモニア水 *4を少しずつ加え、pH約 8 として水酸化鉄(Ⅲ) を沈殿させる。さらに、約 10分間加熱し、沈殿を熟成する。
(18) ろ紙(No.5A) を用いてすみやかにろ過し (このときの日時を｢スカベンジング日時｣として記録する) 、沈殿をアンモニア水(1+100) で 3 回洗浄する。ろ液と洗液を500ml ビーカーに受け、沈殿を捨てる｡(19) 加熱して、アンモニアを追い出す。硝酸 7ml を加え､250ml メスフラスコに移し、2 週間以上放置する。
なお、このメスフラスコから正確に 0.5ml を分取し、次項に従ってストロンチウ
ムを定量し、計算の項に従ってストロンチウムの回収率を求める｡
7.3.3 回収されたストロンチウムの定量
3.3.3 に同じ。
7.3.4 ストロンチウム 90 の定量
9.4 に従って試料中に含まれるストロンチウム 90、A90±⊿A90(Bq) を求める。

*5

溶液の色が橙色から黄色に変化すればよい。

*6

沈殿の量に応じて硝酸の量を調節する。硝酸は、時計皿でおおい、少量ずつ加える。

- 59 -

7.3.5 安定ストロンチウムの定量
7.1.5 に同じ。
7.3.6 計算(1)

ストロンチウム回収率を次式により計算する。
Y＝{W2/(W1＋W3×M)}×100
Y ：ストロンチウムの回収率(%)
W1：加えた担体ストロンチウムの量(mg)W2：回収されたストロンチウムの量(mg)W3：乾燥細土中のストロンチウムの量(mg/g)
M ：供試量(g)(2)

乾燥細土 1kg 当たりのストロンチウム 90 を次式により計算する。
a＝(A90±⊿A90)×(103/M)
a ：乾燥細土 1kg当たりのストロンチウム 90(Bq/kg)
M ：供試量(g)A90±⊿A90：試料中に含まれるストロンチウム 90(Bq)(3)

1km2当たりの土壌中のストロンチウム 90*7を次式により計算する。
a'＝a×(D/100)×Mf×(1010/S)×(1/106)
a'：1km2当たりのストロンチウム 90(MBq/km2)
a ：乾燥細土 1kg当たりのストロンチウム 90(Bq/kg)
D ：乾燥率(%)*8
Mf：採取土壌全質量(kg)S ：採取面積(cm2)*7

採取した深さの土壌 1km2当たりのストロンチウム 90 を求め、土壌 1km2当たりの蓄積量とする。海底土などには適用しない。
*8

採取土壌を 105～110℃で乾燥して求めた乾燥質量から得る。
D＝(乾燥質量(g)/採取土壌質量(g))×100- 60 -

第 8 章灰試料

穀類、野菜類、茶葉、松葉、牛乳、海産物、日常食等の中の放射性ストロンチウムは、
灰試料を酸に溶解し、イオン交換法、発煙硝酸法またはシュウ酸塩法により定量する。ただし、牛乳、ドライミルクなどの灰は HDEHP を用いる溶媒抽出法も適用できる。
8.1 イオン交換法
8.1.1 試薬・器具・装置
試薬
標準溶液

ストロンチウム標準溶液(1000mgSr/L)
カルシウム標準溶液(1000mgCa/L)イットリウム標準溶液(1000mgY/L)
使用に際しては、必要とする濃度に上記市販品を水で正確に希釈する。
シュウ酸ナトリウム(標準試薬)
0.02mol/L 過マンガン酸カリウム標準溶液

担体溶液

ストロンチウム担体溶液(10mgSr/ml)
塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml)

酸類

塩酸(1+1) 、(1+3) 、(1+23)
硝酸
王水
硫酸(1+3)
シュウ酸

アルカリ類

アンモニア水、アンモニア水(1+100) 、(1+500)
水酸化ナトリウム、水酸化ナトリウム溶液(24W/V%)

塩

類

塩化アンモニウム
酢酸アンモニウム溶液(15.4W/V%)
炭酸アンモニウム溶液(飽和)
シュウ酸アンモニウム溶液(飽和) 、(0.2W/V%)
炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム溶液(飽和)

そ

の

他

メタノール
エタノール
pH 試験紙
BCG 溶液フェノールフタレイン溶液

イオン交換樹脂

Dowex 50W-X8(100～200 メッシュ)器具

ホットプレート、全量ピペット(またはマイクロピペット) 、蒸発皿、ビーカー、時計皿、ろ紙、漏斗、ブフナー漏斗、吸引瓶、ろ過鐘、- 61 -

ガラスフィルター、クロマト管、分液漏斗、メスフラスコ、ビュレ
ット、分離型フィルター、試料皿、デシケーター、ろ紙ばさみ装置

遠心分離機、電気炉、電気乾燥器、ICP 発光分光分析装置、原子吸光分析装置、ストロンチウム用中空陰極ランプ、カルシウム用中空陰極ランプ

8.1.2 イオン交換樹脂のコンディショニング及びカラム作製
3.1.2 に同じ。
8.1.3 分析操作 *1(1)

生質量 1 ㎏に相当する灰試料をビーカー *2に取り、水で湿した後、ストロンチウム
担体溶液(10mgSr/ml) を正確に 5ml加える。 *3(2)

王水を加え、ホットプレート上で蒸発乾固する。さらに硝酸を加え、再度蒸発乾固する。*4塩酸(1+1) 100～300mlを加えてホットプレート上で 1 時間加熱する。ブフナー漏斗とろ紙(No.5C) を用いて吸引ろ過し、残留物は温水で洗浄する。

(3)

操作(2) のろ液と洗液を合わせ、ビーカー *5に移し、ビーカー容量のほぼ 7 割まで水を加える。 *6*1

本法は、分析試料中のカルシウム含量が 5g以下のものを対象としている。5gを超える試料の分析では、5g以下になるように試料を分割し、分割数に応じて使用する樹脂カラムの本数を増やして対応する必要がある。なお、試料中に含まれるカルシウム量に応じたカラムサイズに変更してもよい。ただし、必ず溶離条件を確認すること。また、本法の溶離条件はDowex
50W-X8 を用いた検討実験により得られたものである。Dowex 50W-X8 以外の樹脂 (例えばAmberlite CG120) またはロットの異なる樹脂を用いる場合には、溶離条件が異なることがあるので (解説A参照) 、ストロンチウムとカルシウムについて使用する樹脂ごとに溶離曲線を作成することが必要である。なお、溶離曲線を作成することができない場合は、解説Bを参照のこと。
*2使用するビーカーサイズの目安は、灰 10～20gで 1Lビーカー、灰 30gで 2Lビーカー、灰 40～50gで 3Lビーカーである。
*3

セシウム 137 を同時に分析する場合はセシウムの担体も加える。

*4

試料中に有機物(黒色または黒かっ色) が残っている場合は、さらに硝酸を加え加熱分解する。
*5使用するビーカーサイズの目安は灰 10gで 1Lビーカー、灰 20gで 2Lビーカー、灰 30g以上で3Lビーカーである。
*6

精米、茶葉などのカルシウム含量が少ない試料には、カルシウム担体溶液(50mgCa/ml) 5mlを加えた方がよい。

- 62 -

以下の操作は 3.1.3(1) ～(13) に同じ。 *7(4)

8.1.4 ストロンチウム 90 及びストロンチウム 89 の定量(1)9.4 に従って試料中に含まれるストロンチウム 90、A90±⊿A90(Bq) を求める。 *8(2)

9.5 に従って試料中に含まれるストロンチウム 89、A89±⊿A89(Bq) を求める。 *9

8.1.5 安定ストロンチウムの定量 *10
8.1.5.1 ICP 発光分光分析法(1)

灰試料 1g をはかり取り、200ml ビーカーに入れ、水で湿した後、硝酸 15ml を加えてホットプレート上で蒸発乾固する。硝酸 10ml を加え、再度蒸発乾固する。

(2)

塩酸(1+1) 20ml を加え、ホットプレート上で蒸発乾固する。

(3)

塩酸(1+1) 30ml を加え、ホットプレート上で加熱し、放冷後、ろ紙(No.5C) を用いてろ過し、ろ液は 100ml メスフラスコに受ける。水を標線まで加える(試料溶液) 。

内標準法
(1)

試料溶液を 50ml メスフラスコに正確に 5ml 分取する。イットリウム標準溶液(50mgY/L) を正確に 1ml 加え、水を標線まで加えて測定試料用溶液とする。

(2)

50ml メスフラスコ 5 個にイットリウム標準溶液(50mgY/L) を正確に 1ml 加え、次にストロンチウム標準溶液(5mgSr/L) をそれぞれ正確に 0、0.1、0.5、1、5ml ずつ加える。水を標線まで加えて検量線用溶液(0、0.01、0.05、0.1、0.5mgSr/L) とする。

(3)

ICP 発光分光分析装置を用い、検量線用溶液及び測定試料用溶液のストロンチウ
ム発光強度(測定波長；407.771nm) とイットリウム発光強度(測定波長；371.029nm)の比(ストロンチウム発光強度/イットリウム発光強度) を測定する。

(4)

検量線から測定試料用溶液のストロンチウム濃度P(mgSr/L) を求め、希釈倍率より灰試料中のストロンチウム量W3(灰中%) を求める。 *11

検量線法
(1)

試料溶液を 50ml メスフラスコに正確に 5ml 分取する。水を標線まで加えて、測定
試料用溶液とする。

*7

加える炭酸ナトリウム量の目安は灰 10gあたり 10gであり、最大 30gまでである。
シュウ酸塩沈殿を生成させるときに使用するビーカーサイズの目安は灰 10～20g で 1L ビー

カー、灰 30～40g で 2L ビーカー、灰 50g 以上で 3L ビーカーであり、また、加えるシュウ酸
量の目安は魚類、スキムミルクが 30g、海藻、ドライミルクが 20g、その他が 10g である。
*8

ストロンチウム 89 も定量するときには 9.5 に従う。

*9ストロンチウム 90 とストロンチウム 89 を定量する方法である。

*10

精米、牛乳などは安定ストロンチウム含量が非常に少なく、定量する必要はない。

*11

例えば、ここの希釈倍率では、W3＝P×50×(100/5)×(1/103)×(1/1)×(1/10) (灰中%) となる｡- 63 -

(2)50ml メスフラスコ 5 個にストロンチウム標準溶液(5mgSr/L) をそれぞれ正確に 0、0.1、0.5、1、5ml ずつ加える。水を標線まで加えて検量線用溶液(0、0.01、0.05、
0.1、0.5mgSr/L) とする。

(3)

ICP 発光分光分析装置を用い、検量線用溶液及び測定試料用溶液の発光強度(測定
波長；407.771nm) を測定する。

(4)

検量線から測定試料用溶液のストロンチウム濃度P(mgSr/L) を求め、希釈倍率より灰試料中のストロンチウム量W3(灰中%) を求める。 *11

8.1.5.2 原子吸光分析法 (標準添加法)
8.1.5.1(1) ～(3) で得られる試料溶液について、以下の操作を行う。
(1)

200ml ビーカーに試料溶液を正確に 50ml 分取し、水を加えて約 100ml とする。約80℃に加熱してシュウ酸 5g を加え、アンモニア水で pH4.0～4.2 (BCG 溶液、黄色→
青緑色) に調整する。再度加熱して沈殿を熟成する。

(2)

放冷後、ガラスフィルター(1G4) を用いて沈殿を吸引ろ別し、少量のシュウ酸アンモニウム溶液(0.2W/V%) で洗浄する。

(3)

50ml メスフラスコを置いたろ過鐘にガラスフィルターを移し、沈殿をできるだけ少量の塩酸(1+1) に溶解し、吸引ろ過する。ガラスフィルターを水で洗浄後、水を標線まで加える。

(4)

この溶液を 25mlメスフラスコ 4 個に正確に 5mlずつ分取し、 *12次に標準ストロンチウム溶液(25mgSr/L) をそれぞれ正確に 0、1、2、3mlずつ加え、水を標線まで加
える。

(5)

5.1.5.2 と同様に原子吸光分析装置を用いて、吸光度を測定してストロンチウム
濃度P(mgSr/L) を求め、希釈倍率より灰試料中のストロンチウム量W3(灰中%) を求める。 *138.1.6 カルシウムの定量
8.1.6.1 ICP 発光分光分析法
8.1.5.1(1) ～(3) で得られる試料溶液について、以下の操作を行う。
内標準法
(1)

50ml メスフラスコ中のカルシウム量が 50μg 程度になるように水で希釈を繰り返した後、イットリウム標準溶液(50mgY/L) を正確に 1ml 加え、水を標線まで加えて測定試料用溶液とする。

(2)
*12

50ml メスフラスコ 6 個にイットリウム標準溶液(50mgY/L) を正確に 1ml 加え、次ストロンチウム濃度が約 1.5mg/Lになるように希釈するのが望ましい。ここに示す分取量は一例である。
*13

例えば、ここの希釈倍率では、W3＝P×25×(50/5)×(100/50)×(1/103)×(1/1)×(1/10)(灰試料中%) となる。

- 64 -

にカルシウム標準溶液(5mgCa/L) をそれぞれ正確に 0、0.5、1、5、10、30ml ずつ加える。水を標線まで加えて検量線用溶液(0、0.05、0.1、0.5、1、3mgCa/L) とする。
(3)

ICP 発光分光分析装置を用い、検量線用溶液及び測定試料用溶液のカルシウム発
光強度(測定波長；393.366nm) とイットリウム発光強度(測定波長；371.029nm) の比(カルシウム発光強度/イットリウム発光強度) を測定する。

(4)

検量線から測定試料用溶液のカルシウム濃度P(mgCa/L) を求め、希釈倍率より灰
試料中のカルシウム量m2(mg) を求める。

(5)

灰中のカルシウム量は次式により計算する。
C＝(m2/m1)×(1/103)×100
C ：灰中のカルシウム量(灰中%)m1：はかり取った灰試料の量(g)m2：はかり取った灰試料中のカルシウム量(mg)

検量線法
(1)

50ml メスフラスコ中のカルシウム量が 50μg 程度になるように水で希釈を繰り返した後、水を標線まで加えて測定試料用溶液とする。

(2)

50ml メスフラスコ 6 個にカルシウム標準溶液(5mgCa/L) をそれぞれ正確に 0、0.5、
1、5、10、30ml ずつ加える。水を標線まで加えて検量線用溶液(0、0.05、0.1、0.5、1、3mgCa/L) とする。

(3)

ICP 発光分光分析装置を用い、検量線用溶液及び測定試料用溶液の発光強度(測定
波長；393.366nm) を測定する。

(4)

検量線から測定試料用溶液のカルシウム濃度P(mgCa/L) を求め、希釈倍率より灰
試料中のカルシウム量m2(mg) を求める。

(5)

灰中のカルシウム量は次式により計算する。
C＝(m2/m1)×(1/103)×100
C ：灰中のカルシウム量(灰中%)m1：はかり取った灰試料の量(g)m2：はかり取った灰試料中のカルシウム量(mg)8.1.6.2 原子吸光分析法
(1)8.1.5.1(1) ～(3) で得られる試料溶液について、以下の操作を行う。

(2)

50ml メスフラスコ中のカルシウム量が 0.05～0.1mg 程度になるように水で希釈を繰り返した後、ストロンチウム担体溶液(10mgSr/ml) を正確に 5ml 加える。水を標線まで加えて測定試料用溶液(1～2mgCa/ml) とする。

(3)

50ml メスフラスコ 4 個にストロンチウム担体溶液(10mgSr/ml) を正確に 5ml ずつ取り、次にカルシウム標準溶液(50mgCa/L) をそれぞれ正確に 0、1、2、3ml ずつ加える。水を標線まで加えて検量線用溶液(0、1、2、3mgCa/L) とする。

(4)

原子吸光分析装置を用い、検量線用溶液及び測定試料用溶液の吸光度(測定波長；422.7nm) を測定する。

- 65 -

(5)検量線から測定試料用溶液のカルシウム濃度P(mgCa/L) を求め、希釈倍率より試料中のカルシウム量m2(mg) を求める。

(6)

灰中のカルシウム量を次式により計算する。
C＝(m2/m1)×(1/103)×100
C ：灰中のカルシウム量(灰中%)m1：はかり取った灰試料の量(g)m2：はかり取った灰試料中のカルシウム量(mg)8.1.6.3 過マンガン酸カリウム滴定法(1)8.1.5.1(1) ～(3) で得られる試料溶液について、以下の操作を行う。

(2)

試料溶液から、カルシウム量 20～40mg 程度を 300ml ビーカーに分取し、水を加えて約 200ml とする。

(3)

約 80℃に熱してシュウ酸 5g を加え、アンモニア水で pH4.0～4.2 (BCG 溶液、黄色→青緑色) に調整する。再度加熱して沈殿を熟成する。

(4)

放冷後、ろ紙(No.5C) を用いて沈殿をろ別し、ろ紙及び沈殿は温水で十分に(10回程度) 洗浄する。

(5)

ろ紙ごと沈殿を 300ml ビーカーに移し、温水 200ml 及び硫酸(1+3) 30ml を加えて沈殿を溶解する。

(6)

液温を 70℃付近に保ちながら 0.02mol/L 過マンガン酸カリウム標準溶液で滴定する。かき混ぜても 15 秒くらい淡紅色が残る点を終点とする。終点までに要した
0.02mol/L 過マンガン酸カリウム標準溶液の量 V(ml) から、灰中のカルシウム量C(灰中%) を次式により計算する。
C＝{(V－V1－V2)×F×0.002004/m1}×(100/d)×100
C ：灰中のカルシウム量(灰中%)m1：はかり取った灰試料の量(g)V ：分取試料に要した 0.02mol/L過マンガン酸カリウム標準溶液の量(ml)
V1 ：ブランクに要した 0.02mol/L過マンガン酸カリウム標準溶液の量(ml)
V2：灰試料中に共存するストロンチウムから生成したシュウ酸塩沈殿
により消費された 0.02mol/L過マンガン酸カリウム標準溶液の量(ml)*14*14

8.1.5 の結果(灰試料中のストロンチウム量W3(灰中%)) を用いて次式により計算される。
V2＝(m1×W3/0.4381×F)×(d/100)- 66 -

F ：0.02mol/L過マンガン酸カリウム標準溶液のファクター *15
d ：操作(2) の分取量(ml)8.1.7 計算(1)

ストロンチウムの回収率を次式により計算する。
Y＝{W2/(W1＋W3×M×10)}×100
Y ：ストロンチウムの回収率(%)
W1：加えた担体ストロンチウムの量(mg)W2：回収されたストロンチウムの量(mg)*16
W3：灰中のストロンチウム量(灰中%)M ：供試量(ｇ)(2)

生質量 1kg当たりのストロンチウム 90 を次式により計算する。 *17
a＝(A90±⊿A90)×{(K×10)/M}
a ：生 1kg当たりのストロンチウム 90(Bq/kg生)K ：灰分(%)
M ：供試量(g)A90±⊿A90：試料中に含まれるストロンチウム 90(Bq)(3)

牛乳 1L 当たりのストロンチウム 90 を次式により計算する。
a＝(A90±⊿A90)×(K/M)
a ：1L当たりのストロンチウム 90(Bq/L)
K ：灰分(g/L)
M ：供試量(g)A90±⊿A90：試料中に含まれるストロンチウム 90(Bq)(4)

日常食 1 人 1 日当たりのストロンチウム 90 の摂取量を次式により計算する。
a＝(A90±⊿A90)×(K/M)
a ：1 人 1 日当たりのストロンチウム 90 の摂取量(Bq/人・日)
K ：日常食 1 人 1 日当たりの灰の量(g/人・日)M ：供試量(g)A90±⊿A90：試料中に含まれるストロンチウム 90(Bq)(5)

ストロンチウム単位を次式により計算する。
SU＝(A90±⊿A90)×{100/(M×C)}*15

100～200mgのシュウ酸ナトリウムを正確にはかり取り(m3mg) 、0.02mol/L過マンガン酸カリウム標準溶液で滴定し、これに要した量(ml) からブランクに要した量(ml) を差し引き(V4ml) 、次式により計算する。
F＝m3/(6.701×V4)*16

ストロンチウムの質量/炭酸ストロンチウムの質量＝0.594。

*17

牛乳、日常食については、それぞれ(3) 、(4) に従う。

- 67 -

SU：ストロンチウム単位
M ：供試量(g)C ：灰中のカルシウム量(灰中%)A90±⊿A90：試料中に含まれるストロンチウム 90(Bq)(6)

生質量 1kg当たりのストロンチウム 89 を次式により計算する。 *18
a＝(A89±⊿A89)×{(K×10)/M}
a ：1kg当たりのストロンチウム 89(Bq/kg)
K ：灰分(%)
M ：供試量(g)A89±⊿A89：試料中に含まれるストロンチウム 89(Bq)(7)

牛乳 1L 当たりのストロンチウム 89 を次式により計算する。
a＝(A89±⊿A89)×(K/M)
a ：1L当たりのストロンチウム 89(Bq/L)
K ：1L当たりの灰の量(g/L)
M ：供試量(g)A89±⊿A89：試料中に含まれるストロンチウム 89(Bq)(8)

日常食 1 人 1 日当たりのストロンチウム 89 の摂取量を次式により計算する。
a＝(A89±⊿A89)×(K/M)
a ：1 人 1 日当たりのストロンチウム 89 の摂取量(Bq/人・日)
K ：日常食 1 人 1 日当たりの灰の量(g/人・日)M ：供試量(g)A89±⊿A89：試料中に含まれるストロンチウム 89(Bq)*18

牛乳、日常食については、それぞれ(7) 、(8) に従う。

- 68 -

8.2 発煙硝酸法
8.2.1 試薬・器具・装置
試薬
標準溶液

ストロンチウム標準溶液(1000mgSr/L)
カルシウム標準溶液(1000mgCa/L)イットリウム標準溶液(1000mgY/L)
使用に際しては、必要とする濃度に上記市販品を水で正確に希釈する。
シュウ酸ナトリウム(標準試薬)
0.02mol/L 過マンガン酸カリウム標準溶液

担体溶液

ストロンチウム担体溶液(10mgSr/ml)
塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml)
バリウム担体溶液(10mgBa/ml)

酸類

塩酸(1+1)硝酸
発煙硝酸(比重 1.52) 、(比重 1.45)
王水
硫酸(1+3)
シュウ酸
酢酸(7+13)

アルカリ類

アンモニア水、アンモニア水(1+100) 、(1+500)
水酸化ナトリウム

塩類

塩化アンモニウム
酢酸アンモニウム溶液(46W/V%) 、(0.6W/V%)
炭酸アンモニウム溶液(飽和)
シュウ酸アンモニウム溶液(飽和) 、(0.2W/V%)
炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム溶液(飽和)
クロム酸カリウム溶液(30W/V%)

そ

の

他

エタノール
pH 試験紙
BCG 溶液フェノールフタレイン溶液

器具

ホットプレート、全量ピペット(またはマイクロピペット) 、メスシ
リンダー(または分注器) 、ビーカー、時計皿、ろ紙、漏斗、ブフナ
ー漏斗、吸引瓶、ろ過鐘、ガラスフィルター、共栓付き三角フラス
コ、メスフラスコ、ビュレット、分離型フィルター、試料皿、デシ
ケーター、ろ紙ばさみ装置

遠心分離機、電気乾燥器、ICP 発光分光分析装置、原子吸光分析装置、- 69 -

ストロンチウム用中空陰極ランプ、カルシウム用中空陰極ランプ
8.2.2 分析操作
(1)

8.1.3(1) ～(3) に同じ。

(2)

3.2.2(1) ～(18) に同じ。 *1

8.2.3 ストロンチウム 90 及びストロンチウム 89 の定量(1)9.4 に従って試料中に含まれるストロンチウム 90、A90±⊿A90(Bq) を求める。 *2(2)

9.5 に従って試料中に含まれるストロンチウム 89、A89±⊿A89(Bq) を求める。 *3

8.2.4 安定ストロンチウムの定量 *4
8.1.5 に同じ。
8.2.5 カルシウムの定量
8.1.6 に同じ。
8.2.6 計算
8.1.7 に同じ。

*1

加える炭酸ナトリウム量の目安は灰 10gあたり 10gであり、最大 30gまでである。また、シュウ酸塩沈殿を生成させるときに使用するビーカーサイズの目安は灰 10～20gで 1Lビーカー、
灰 30～40gで 2Lビーカー、灰 50g以上で 3Lビーカーであり、加えるシュウ酸量の目安は魚類、
スキムミルクが 30g、海藻、ドライミルクが 20g、その他が 10gである。
*2

ストロンチウム 89 も定量するときは、9.5 に従う。

*3

ストロンチウム 90 とストロンチウム 89 を定量する方法である。

*4

精米、牛乳などは安定ストロンチウム含量が非常に少なく、定量する必要はない。

- 70 -

8.3 シュウ酸塩法
8.3.1 試薬・器具・装置
試薬
標準溶液

ストロンチウム標準溶液(1000mgSr/L)
カルシウム標準溶液(1000mgCa/L)イットリウム標準溶液(1000mgY/L)
使用に際しては、必要とする濃度に上記市販品を水で正確に希釈する。
シュウ酸ナトリウム(標準試薬)
0.02mol/L 過マンガン酸カリウム標準溶液

担体溶液

ストロンチウム担体溶液(10mgSr/ml) 、(100mgSr/ml)
塩化鉄(Ⅲ)溶液(5mgFe/ml)
イットリウム担体溶液(10mgY/ml)
バリウム担体溶液(10mgBa/ml)
ランタン担体溶液(10mgLa/ml)

酸類

塩酸(1+1)
硝酸、硝酸(1+1)
王水
硫酸(1+3)
シュウ酸
酢酸(7+13)

アルカリ類

アンモニア水、アンモニア水(1+1) 、(1+100)
水酸化ナトリウム

塩

類

酢酸アンモニウム溶液(46W/V%) 、(0.6W/V%)
炭酸アンモニウム、炭酸アンモニウム溶液(1W/V%)
シュウ酸アンモニウム溶液(飽和) 、(0.2W/V%)
炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム溶液(飽和)
クロム酸カリウム溶液(30W/V%)
硝酸ランタン溶液(0.2W/V%)

そ

の

他

過酸化水素水pH 試験紙
BCG 溶液器具

ホットプレート、全量ピペット(またはマイクロピペット) 、蒸発皿、ビーカー、時計皿、ろ紙、漏斗、ブフナー漏斗、吸引瓶、ろ過鐘、ガラスフィルター、メスフラスコ、ビュレット装置

遠心分離機、電気炉、ICP 発光分光分析装置、原子吸光分析装置、ス
トロンチウム用中空陰極ランプ、カルシウム用中空陰極ランプ- 71 -

8.3.2 分析操作
生質量 1 ㎏に相当する灰試料をビーカー *1に取り、水で湿した後、ストロンチウム(1)

担体溶液(100mgSr/ml) を正確に 10ml加える。 *2(2)

王水を加え、ホットプレート上で蒸発乾固する。さらに硝酸を加え、再度蒸発乾固する。*3塩酸(1+1) 100～300mlを加えてホットプレート上で 1 時間加熱する。ブフナー漏斗とろ紙(No.5C) を用いて吸引ろ過し、残留物は温水で洗浄する。
操作(2) のろ液と洗液を合わせ、ビーカー *4に移し、ビーカー容量のほぼ 7 割まで(3)水を加える。 *5(4)

以下の操作は 3.3.2(1) ～(15) に同じ。 *6

8.3.3 回収されたストロンチウムの定量
3.3.3 に同じ。
8.3.4 ストロンチウム 90 の定量
9.4 に従って試料中に含まれるストロンチウム 90、A90±⊿A90(Bq) を求める。
8.3.5 安定ストロンチウムの定量 *7
8.1.5 に同じ。
8.3.6 カルシウムの定量
8.1.6 に同じ。

*1

使用するビーカーサイズの目安は、灰 10～20gで 1Lビーカー､灰 30gで 2Lビーカー、灰 40～50gで 3Lビーカーである。
*2

セシウム 137 を同時に分析する場合はセシウムの担体も加える。

*3

試料中に有機物 (黒色または黒かっ色) が残っている場合は、さらに硝酸を加え加熱分解する。
*4

使用するビーカーサイズの目安は灰 10gで 1Lビーカー、灰 20gで 2Lビーカー、灰 30ｇ以上

で 3Lビーカーである。
*5

精米、茶葉などのカルシウム含量が少ない試料には、カルシウム担体溶液(50mgCa/ml) 5mlを加えた方がよい。
*6

加える炭酸ナトリウム量の目安は灰 10gあたり 10gであり、最大 30gまでである。また、シュウ酸塩沈殿を生成させるときに使用するビーカーサイズの目安は灰 10～20gで 1Lビーカー、
灰 30～40gで 2Lビーカー、灰 50g以上で 3Lビーカーであり、加えるシュウ酸量の目安は魚類、
スキムミルクが 30g、海藻、ドライミルクが 20g、その他が 10gである。なお、カルシウム含量の多い試料 (約 3g以上) は、6.3.2(2) ～(15) を適用するとよい。
*7

精米、牛乳などは安定ストロンチウム含量が非常に少なく、定量する必要はない。

- 72 -

8.3.7 計算(1)

ストロンチウムの回収率を次式により計算する。
Y＝{W2/(W1＋W3×M×10)}×100
Y ：ストロンチウムの回収率(%)
W1：加えた担体ストロンチウムの量(mg)W2：回収されたストロンチウムの量(mg)W3：灰中のストロンチウム量(灰中%)M ：供試量(g)(2)

生質量 1kg当たりのストロンチウム 90 を次式により計算する。 *8a＝(A90±⊿A90)×{(K×10)／M}
a ：生 1kg当たりのストロンチウム 90(Bq/kg生)K ：灰分(%)
M ：供試量(g)A90±⊿A90：試料中に含まれるストロンチウム 90(Bq)(3)

牛乳 1L 当たりのストロンチウム 90 を次式により計算する。
a＝(A90±⊿A90)×(K/M)
a ：1L当たりのストロンチウム 90(Bq/L)
K ：灰分(g/L)
M ：供試量(g)A90±⊿A90：試料中に含まれるストロンチウム 90(Bq)(4)

日常食 1 人 1 日当たりのストロンチウム 90 の摂取量を次式により計算する。
a＝(A90±⊿A90)×(K/M)
a ：1 人 1 日当たりのストロンチウム 90 の摂取量(Bq/人・日)
K ：日常食 1 人 1 日当たりの灰の量(g/人・日)M ：供試量(g)A90±⊿A90：試料中に含まれるストロンチウム 90(Bq)(5)

ストロンチウム単位を次式により計算する。
SU＝(A90±⊿A90)×{100/(M×C)}
SU：ストロンチウム単位
M ：供試量(g)C ：灰中のカルシウム量(灰中%)A90±⊿A90：試料中に含まれるストロンチウム 90(Bq)*8

牛乳、日常食については、それぞれ(3) 、(4) に従う。

- 73 -

8.4 溶媒抽出法 *1
8.4.1 試薬・器具・装置
試薬
標準溶液

カルシウム標準溶液(1000mgCa/L)イットリウム標準溶液(1000mgY/L)
使用に際しては、必要とする濃度に上記市販品を水で正確に希釈する。
シュウ酸ナトリウム(標準試薬)
0.02mol/L 過マンガン酸カリウム標準溶液

担体溶液

ストロンチウム担体溶液(10mgSr/ml)
イットリウム担体溶液(1mgY/ml)

酸類

塩酸(2+1) 、(1+1) 、(1+11)
硝酸、硝酸(1+1)
王水
硫酸(1+3)
シュウ酸

アルカリ類

アンモニア水、アンモニア水(1+1) 、(1+100)

そ

エタノール

の

他

トルエン
HDEHP-トルエン溶液(容積比 2:1)
BCG 溶液器具

ホットプレート、ウォーターバス、全量ピペット(またはマイクロピ
ペット) 、ビーカー、時計皿、ろ紙、漏斗、分液漏斗、メスフラス
コ、ビュレット、分離型フィルター、試料皿、デシケーター、ろ紙
ばさみ装置

振とう機、電気炉、ICP 発光分光分析装置、原子吸光分析装置、カル
シウム用中空陰極ランプ

8.4.2 分析操作
(1)

牛乳 1Lに相当する灰試料 *2を 1Lビーカーに取り、水で湿した後イットリウム担体溶液(1mgY/ml) を正確に 10ml及びストロンチウム担体溶液(10mgSr/ml) 1mlを加える。 *3王水 40mlを加え、時計皿でおおい、ホットプレート上で蒸発乾固する。塩酸(1+1) 25mlを加え、短時間加熱して溶解する。ろ紙(No.5B) を用いてろ過し、残留物を塩酸(1+1) 10mlと水で洗浄する。ろ液と洗液を合わせ、水を加えて 200mlと*1

牛乳、ドライミルクなどに適用できる。参考文献(21) 参照。

*2

灰の量にして 10ｇまでとする。

*3

セシウム 137 を同時に分析する場合は、セシウムの担体も加える。

- 74 -

する。
(2)

300ml分液漏斗に移し、HDEHP-トルエン溶液(容積比 2:1) 40mlを加えて 1 分間振とうする。10 分間静置した後、水層 *4を除く。*5(このときの日時を｢ミルキング日時｣として記録する)(3)

新たに塩酸(1+11) 20ml(保持担体 Sr5mg を含む) を加えて 1 分間振とうする。10
分間静置した後、水層を除く。

(4)

塩酸(2+1) 20ml を加えて 1 分間振とうし、静置する。

(5)

水層を 100ml 分液漏斗に移す。

(6)

残った有機層を用いて、操作(4) を繰り返す。

(7)

水層を操作(5) の水層に合わせ、トルエン 20ml を加えて 1 分間振とうし、静置する。

(8)

水層を 100ml ビーカーに移し、ホットプレート上で蒸発乾固する。

(9)

硝酸(1+1) 数 ml を加えて乾固物を加熱溶解し、ろ紙(No.5B) を用いてろ過する。
ろ紙は温水 50ml で洗浄する。

(10) ろ液と洗液を加温し、アンモニア水(1+1) で pH 約 8 として水酸化イットリウムを沈殿させる。ろ紙(No.5A) を用いてろ過し、沈殿をアンモニア水(1+100) で洗浄する。
(11) 沈殿を少量の硝酸(1+1) に溶解し、ろ紙を温水 50ml で洗浄する。
(12) ろ液と洗液を合わせ、ウォーターバス上で加温しシュウ酸 2g を加える。アンモニ
ア水(1+1) を加え、pH1.0～1.5 に調整してシュウ酸イットリウムを沈殿させ、さらにウォーターバス上で約 10 分間加温した後、室温で約 20 分間放置する。
(13) 分離型フィルターとろ紙(No.5C) を用いて沈殿を吸引ろ別する。沈殿を水とエタ
ノールで洗浄する。
(14) ろ紙上の沈殿を 110℃で 30 分間乾燥した後、ろ紙ばさみを用い、ろ紙ごと沈殿を固定し、放射能を測定する。
(15) 放射能測定の後、沈殿をろ紙ごと磁製るつぼに入れ 800℃で約 30 分間強熱し、酸化イットリウム(Y2O3) として秤量し、 *6イットリウム担体の回収率を求める。
8.4.3

ストロンチウム 90(イットリウム 90) の定量

9.4 に従って試料中に含まれるストロンチウム 90、A90±⊿A90(Bq) を求める。
8.4.4 カルシウムの定量
8.1.6 に同じ。

*4

水層は放射性セシウムの分析に使用できる。

*5

これより後の操作(3) ～(14) は、すみやかに行なわなければいけない。

*6

イットリウムの質量/酸化イットリウムの質量＝0.787。

- 75 -

8.4.5 計算(1)

牛乳 1L 当たりのストロンチウム 90 を次式により計算する。
a＝(A90±⊿A90)×(K/M)
a ：1L当たりのストロンチウム 90(Bq/L)
K ：灰分(g/L)
M ：供試量(g)A90±⊿A90：試料中に含まれるストロンチウム 90(Bq)(2)

粉乳 1kg 当たりのストロンチウム 90 を次式により計算する
a＝(A90±⊿A90)×{(K×10)/M}
a ：生 1kg当たりのストロンチウム 90(Bq/kg粉乳)
K ：灰分(%)
M ：供試量(g)A90±⊿A90：試料中に含まれるストロンチウム 90(Bq)(3)

ストロンチウム単位を次式により計算する。
SU＝(A90±⊿A90)×{100/(M×C)}
SU ：ストロンチウム単位
M ：供試量(g)C ：灰中のカルシウム量(灰中%)A90±⊿A90：試料中に含まれるストロンチウム 90(Bq)- 76 -

第 9 章ストロンチウム 90 及びストロンチウム 89 の測定

ストロンチウム 90 は、これと放射平衡にある娘核種のイットリウム 90 を分離して測定することによって、定量する。ストロンチウム 89 は、炭酸ストロンチウムの放射能を測定した後、その炭酸ストロンチウムからイットリウム 90 を分離して測定し、炭酸ストロンチウムの放射能から(ストロンチウム 90＋イットリウム 90) の放射能を差し引くことにより定量する。
9.1 試薬・器具・装置
試薬
放射能標準溶液

ストロンチウム 90 標準溶液
ストロンチウム 89 標準溶液

担

体

溶

液

塩化鉄(Ⅲ)-イットリウム混合担体溶液((1 ㎎ Fe＋10μgY)/ml)
イットリウム担体溶液(1 ㎎ Y/ml)

酸類

塩酸(1+1) 、(1+5)
シュウ酸

ア ル カ リ 類

アンモニア水、アンモニア水(1+1) 、(1+100) 、(1+500)

塩

塩化アンモニウム類

炭酸アンモニウム溶液(飽和)
そ

の

他

エタノール
コロジオン-エタノール溶液(1:20 容積比)
フェノールフタレイン溶液(0.1W/V%)

器具

ホットプレート、ウォーターバス、全量ピペット(またはマイク
ロピペット) 、pH 計、ビーカー、時計皿、ろ紙、漏斗、吸引瓶、分離型フィルター、試料皿、赤外線ランプ、でんぷん糊、デシ
ケーター、ろ紙ばさみ装置

電気炉、電気乾燥器、低バックグラウンド 2π ガスフロー計数
装置

9.2 放射能測定の手順
測定には、原則として低バックグラウンド 2π ガスフロー計数装置を用い、以下の順
序で測定する。
(1)

使用装置の形式、名称、測定試料の形などを記録する。

(2)

適当なチェック用線源(セシウム 137 等の密封線源) を用い、装置の動作が正常か否かを確かめる。

(3)

バックグラウンドを 60 分間測定する。

(4)

測定試料を 60 分間測定する。

(5)

一連の測定の後、再びバックグラウンドを 60 分間測定する。本操作の計数値と操- 77 -

作(3) の計数値との和をバックグラウンドの計数値(Nb) とする。
(6)

測定試料の計数率からバックグラウンドの計数率を差し引き、正味の計数率n(cpm) 及び標準偏差⊿n を次式により求める。
n±⊿n＝{(Ns/Ts)－(Nb/Tb)}±{(Ns/Ts2)＋(Nb/Tb2)}1/2
Ns：測定試料の計数値
Ts：測定試料の測定時間(分)Nb：バックグラウンドの計数値
Tb：バックグラウンドの測定時間(分)9.3 放射能測定試料のマウント法
本マニュアルにおける測定試料の化学形は、水酸化鉄(Ⅲ) 、シュウ酸イットリウム、
炭酸ストロンチウムの 3 種類である。これらの沈殿の分離には、通常、図 9.1 に示すような分離型フィルターを用いる。
(1)

ろ過板の上にろ紙(No.5C) をのせ、ろ過筒ではさみ固定した後、沈殿を吸引ろ別
する。

(2)

ろ過筒の側壁についた沈殿をアンモニア水(1+100) またはエタノールで洗い落す。

(3)

水酸化鉄(Ⅲ) の場合は、試料皿(ステンレス鋼製など) にろ紙ごとのり付けし、
赤外線ランプで乾燥した後、コロジオン-エタノール溶液(1:20 容積比) を 2、3 滴
加え、再び乾燥する (図 9.2 参照) 。
シュウ酸イットリウム、炭酸ストロンチウムの場合は、沈殿を 110℃で乾燥した後、ろ紙ばさみ(プラスチック製) を用い、ろ紙ごと沈殿を固定する (図 9.3 参照) 。

- 78 -

20mmφ

ろ過筒

ろ紙

ろ過板

図 9.1

分離型フィルター(例)- 79 -

コロジオン-エタノール溶液

のり付け

試料皿

(1)

(2)
図 9.2 試料皿による方法

24φ

21.8～21.9φ

リング(テフロン製)

マイラー

4

ディスク(アクリル製)
試料皿
21.6～21.7φ(単位：mm)(1)(2)

図 9.3 ろ紙ばさみによる方法(例)- 80 -

9.4 ストロンチウム 90 の定量法
9.4.1 イットリウム 90 の分離 (ミルキング)
各章の分析操作に従って回収率を求めた炭酸ストロンチウムの沈殿 (イオン交換法、発煙硝酸法) またはストロンチウムを含む溶液 (シュウ酸塩法) から、それぞれ水酸化鉄(Ⅲ)共沈法またはシュウ酸イットリウム沈殿法によりイットリウム 90 を分離する。
炭酸ストロンチウムの沈殿 *1は塩酸(1+1) に溶解し、100mlビーカーに移し、水を加えて液量を約 50mlとする。
9.4.1.1 水酸化鉄(Ⅲ)共沈法(1)

試料溶液に塩化鉄(Ⅲ)-イットリウム混合担体溶液((1mgFe+10μgY)/ml) 5ml を正確に加える。

(2)

塩化アンモニウム 1g及びフェノールフタレイン溶液 0.5mlを加える。加熱して二酸化炭素を追い出し、溶液の色が赤色を呈するまでアンモニア水 *2を少しずつ加え、水酸化鉄(Ⅲ) を沈殿させる。さらに、アンモニア水 *21mlを加え、加熱し、沈殿を熟
成する。

(3)

ろ紙(No.5A) を用いてすみやかにろ過し(このときの日時を｢ミルキング日時｣として記録する) 、沈殿を温アンモニア水(1+500) で洗浄する。ろ液と洗液を合わせ塩酸で酸性にして保存する。 *3(4)

操作(3) でろ過の終わったビーカーを漏斗下におき、沈殿を温塩酸(1+5) に完全に溶解し、ろ紙上に黄色の鉄(Ⅲ)イオンが認められなくなるまで温塩酸(1+5) で洗浄する。さらに温水 40ml で洗浄する。

(5)

再び操作(2) ～(4) を繰り返し、さらに、操作(2) を行なう。

(6)

分離型フィルターとろ紙(No.5C) を用いて沈殿を吸引ろ別する、沈殿はアンモニ
ア水(1+100) で洗浄する。

(7)

ろ紙ごと試料皿にのり付けし、赤外線ランプで乾燥した後、コロジオン-エタノール溶液(容積比 1:20) を 2、3 滴加え、再び乾燥し、放射能を測定する。

9.4.1.2 シュウ酸イットリウム沈殿法(1)

試料溶液にイットリウム担体溶液(1 ㎎ Y/ml) 10ml を正確に加え、塩化アンモニ
ウム 10g を加える。

(2)

加熱して二酸化炭素を追い出し、アンモニア水 *2を少しずつ加え、pH約 8 として水
酸化イットリウムを沈殿させる。さらに、約 10 分間加熱し、沈殿を熟成する。

(3)

ろ紙(No.5A) を用いてすみやかにろ過し (このときの日時を｢ミルキング日時｣として記録する) 、沈殿を温アンモニア水(1+500) で洗浄する。ろ液と洗液を合わせ*1

ストロンチウム 89 も定量するときには、9.5 に従う。

*2

二酸化炭素がほとんど含まれていない未開封のアンモニア水を使用する。

*32 週間以上放置すると、再度ミルキングを行うことができる。

- 81 -

塩酸で酸性にして保存する。 *3(4)

操作(3) でろ過の終ったビーカーを漏斗下におき、沈殿を少量の塩酸(1+1) で完全に溶解し、ろ紙を温水 50ml で洗浄する。

(5)

操作(4) の試料溶液に、塩化アンモニウム 1g を加え、再び操作(2) ～(4) を繰り
返す。

(6)

試料溶液をウォーターバス上で加温し、シュウ酸 2g を加える。アンモニア水(1+1)
を加え pH 計を用いて pH1.5 に調整し、シュウ酸イットリウムを沈殿させ、さらに、
ウォーターバス上で約 10 分加温した後、室温で約 20 分間放置する。

(7)

分離型フィルターとろ紙(No.5C) を用いて沈殿を吸引ろ別する。沈殿を水とエタ
ノールで洗浄する。

(8)

ろ紙上の沈殿を 110℃で 30 分間乾燥した後、ろ紙ばさみを用い、ろ紙ごと沈殿を固定し、放射能を測定する。

(9)

放射能測定の後、沈殿をろ紙ごと磁製るつぼに入れ 800℃で約 30 分間強熱し、酸化イットリウム(Y2O3) として秤量し、 *4イットリウム担体の回収率を求める。

9.4.2 イットリウム 90 の測定(1)

9.4.1.1 水酸化鉄(Ⅲ)共沈法または 9.4.1.2 シュウ酸イットリウム沈殿法で得られる測定試料のイットリウム 90 を、9.2 に従って測定し、その計数率をn1±⊿n1(cpm)
とする。

(2)

イットリウム 90 の分離操作を行った日時 (ミルキング日時) から、その試料の測定開始日時までの時間t１ (時間) を記録する。

(3)

t1から、ミルキング時におけるイットリウム 90 の計数率n0±⊿n0(cpm) を次式により計算する。 *5n0±⊿n0＝(n1±⊿n1)×exp{0.693×(t1/64.10)}×(100/y)×〔1/{1－exp(-0.693×(t2/64.10))}〕y ：イットリウム担体の回収率(%) *6
t1：ミルキング日時から測定開始日時までの時間(時間)t2：スカベンジング日時からミルキング日時までの時間(時間)9.4.3 イットリウム 90 の計数効率の決定
ストロンチウム 90 標準溶液の一定量を 100ml ビーカー数個に取り、9.4.1.1 水酸化鉄
*4

イットリウムの質量/酸化イットリウムの質量＝0.787。

*5

測定試料の放射能がイットリウム 90 の半減期 64.10 時間に従って減衰するかどうかを確かめるため、1 日 1 回の割合で 3、4 回測定を行う。ストロンチウム 90 の除去が不完全で、半減期 64.10 時間に従わない場合は、ミルキングをやり直す。なお、実際の環境試料においては、計数誤差を考慮して評価する必要がある。
*6

9.4.1.1 水酸化鉄(Ⅲ)共沈法ではイットリウム 90 の回収率を 100 として計算する。

- 82 -

(Ⅲ)共沈法または 9.4.1.2 シュウ酸イットリウム沈殿法によりイットリウム 90 を分離し、放射能を測定する。分取したストロンチウム 90 の量(Bq) でイットリウム 90 の計数
率(cps) を除して計数効率E(%) を求める。このときの値は、数個の平均値をとる。 *7
9.4.4 試料中のストロンチウム 90 の計算
試料中に含まれるストロンチウム 90、A90±⊿A90(Bq) を次式により計算する。
A90±⊿A90＝(n0±⊿n0)×(100/E)×(1/60)×(100/Y)n0±⊿n0：ミルキング時におけるイットリウム 90 の計数率(cpm)
E：イットリウム 90 の計数効率(%)
Y：ストロンチウムの回収率(%)
さらに、ストロンチウム単位 *8 に換算する場合には、A90 ±⊿A90 を試料中に含まれるカルシウムの質量(g) で除す。
9.5 ストロンチウム 89 の定量法
9.5.1 (ストロンチウム 90＋イットリウム 90) の計数効率の決定(1)100ml ビーカー8 個にストロンチウム 90 標準溶液の一定量を取り、ストロンチウ
ム担体溶液(5mgSr/ml) をそれぞれ正確に 3、5、7、9、11、13、16、20ml ずつ加える。

(2)

水を加えて液量を約 50ml とした後、アンモニア水(1+1) を加え pH 約 9 とする。
炭酸アンモニウム溶液(飽和) 5ml を加え、炭酸ストロンチウムを沈殿させる。さらに、ホットプレート上で約 5 分間加熱し、沈殿を熟成した後、室温で放冷する。

(3)

実際の試料に用いるものと同径の分離型フィルター (図 9.1 参照) と既知質量のろ紙(No.5C) を用いて、沈殿を吸引ろ別する。沈殿をアンモニア水(1+100) 及びエタノールで洗浄する。ろ紙上の沈殿を 110℃で 1 時間乾燥し、デシケーター中で放冷した後沈殿の質量をはかり、ストロンチウム担体の回収率を求める。 *9(4)

ろ紙ごと沈殿をろ紙ばさみ (図 9.3 参照) で固定し、2 週間以上放置した後、9.2に従って放射能を測定する。

(5)

操作(1) で分取したストロンチウム 90 の量(Bq)、*10操作(3) で求めたストロンチ
ウム担体の回収率及び操作(4) で得られた (ストロンチウム 90＋イットリウム 90)の計数率(cpm) から、(ストロンチウム 90＋イットリウム 90) の計数効率E1(%) を求め、炭酸ストロンチウムの質量との関係を示す計数効率曲線を作成する (図 9.4*7シュウ酸イットリウム沈殿法においては、イットリウム担体の量を変えて、数点(例えば 6、8、10mgY) とる。
*8ストロンチウム 90 による汚染の程度を表す単位で、試料中のカルシウム 1gと共存するスト

ロンチウム 90 の割合として示される。
*9ストロンチウムの質量/炭酸ストロンチウムの質量＝0.594。

*10

イットリウム 90 は含まないことに注意する。

- 83 -

参照) 。
9.5.2 ストロンチウム 89 の計数効率の決定
ストロンチウム 89 標準溶液を用い、9.5.1 と同様な操作を行なう。ただし、沈殿の放射能は直ちに測定してよく、2 週間放置する必要はない。
炭酸ストロンチウムの質量とストロンチウム 89 の計数効率E2(%) との関係を示す計数
効率曲線を作成する (図 9.5 参照) 。
9.5.3 試料中のストロンチウム 89 の計算 *11(1)

2 週間以上放置した炭酸ストロンチウムの測定試料を、9.2 に従って測定し、その計数率をNT±⊿NT(cpm) とする (ストロンチウム 90＋イットリウム 90＋ストロンチ
ウム 89) 。

(2)

9.4.1.1 に従って、測定試料である炭酸ストロンチウム中のストロンチウム 90、A90±⊿A90(Bq) を定量する。

(3)

NT±⊿NTにおける (ストロンチウム 90＋イットリウム 90) の寄与N90±⊿N90(cpm)を次式により計算する。
N90±⊿N90＝(A90±⊿A90)×60×(E1/100)×(Y/100)
E1：(ストロンチウム 90＋イットリウム 90) の計数効率(%)
Y ：ストロンチウムの回収率(%)(4)

NT±⊿NTにおけるストロンチウム 89 の寄与N89±⊿N89(cpm) を次式により計算する。
N89±⊿N89＝(NT±⊿NT)－(N90±⊿N90)＝(NT－N90)±(⊿NT 2＋N90 2)1/2(5)

試料中に含まれるストロンチウム 89、A89±⊿A89(Bq) を次式により計算する。
A89±⊿A89＝(N89±⊿N89)×(100/E2)×(1/60)×(100/Y)
E2：ストロンチウム 89 の計数効率(%)
Y ：ストロンチウムの回収率(%)*11

ストロンチウム 89 の分析目標レベルは、放射能の計算過程においてストロンチウム 90 の放射能を差し引くことから、試料中のストロンチウム 90 の量によって左右される。ストロンチウム 90 の放射能濃度を分析目標レベルと仮定すると、ストロンチウム 89 の分析目標レベ
ルはストロンチウム 90 のおよそ 3 倍である。

- 84 -

ストロンチウム90 ＋ イットリウム90の計数効率E１（%）

80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

50

100

150

200

炭酸ストロンチウムの質量（mg）

図 9.4

炭酸ストロンチウムの質量と(ストロンチウム 90＋イットリウム 90) の計数効率E1との関係(例)ストロンチウム89の計数効率E2（%）

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0

図 9.5

50
100
150
炭酸ストロンチウムの質量（mg）

200

炭酸ストロンチウムの質量とストロンチウム 89 の計数効率E2との関係(例)- 85 -

解

説

解説 A

イオン交換法の検討－カルシウムが 5g まで含まれる試料に適用できる方法－
放射性ストロンチウム分析法 (昭和 58 年 3 訂) に示されているイオン交換法は、分析試料
中の Ca が 1g 以下である試料に適用できる。しかし、分析対象試料中の Ca は表 A.1 に示すように 1g を超し、5g 以下である場合が多い。そこで、多くの試料に適用できるように Ca が 5gまで可能なイオン交換樹脂のカラムサイズについて検討した。なお、Ca が 5g を超える試料については、使用するカラムの本数を増やすことにより対応することとした。
表 A.1
試料名
魚類 (全体)海水
粉乳
海底土
魚類 (筋肉)
貝類
ほうれん草
海藻類
牛乳
日常食
陸水
土壌
茶
大根
精米
降下物

環境放射能水準調査対象試料中の Ca 量等

供試量
1kg 生
40L
1kg 生
100g 乾土
1kg 生
1kg 生
1kg 生
1kg 生
1L
1 人日
100L
100g 乾土200g 乾物
1kg 生
1kg 生
一ヶ月分

Ca (g/分析試料)
2～19
17
4～13
(試料によっては 5g 以上)
0.05～4
0.4～2.3
0.2～1.7
0.6～1.6
0.9～1.3
0.2～1.1(約 1)(0～1)
0.1～0.9
0.1～0.4
0.02～0.06――

Sr (mg/分析試料)
7～100
140～3302～53～400
0.1～172～30
0.4～540～130
＜0.1
0.6～7
1～50
0.1～40
0.3～3
0.3～2
＜0.1
――

試料名は Ca 含量の多い順である。年間調査試料数約 1500 のうち、Ca が 5g 以下の試料は約 97%である。
1. カラム操作の条件設定
Ca量を 0.5, 3, 4, 5gと変化させ、Sr50mg, Ba50mg, Bi50mg, Pb50mgを含む塩酸(1+23)
酸性の溶液 500mlを調製し、下記の実験条件における溶離曲線を得た。なお、Ba, Bi, Pbの添加は、分析試料に存在する226Ra, 210Bi, 210Pbの分析値への影響を調べるためであり、それら元素の除染係数を求めた。
(1) 実験条件①イオン交換樹脂：強酸性陽イオン交換樹脂 Dowex 50W-X8, 100-200 メッシュ, H
型②カラムサイズ及び流速 ：3cmφ×26cm, 約 5ml/分③溶離液：溶離液 A[酢酸アンモニウム(15.4W/V％) -メタノール(容積比1:1)] 1000ml, 溶離液 B[酢酸アンモニウム(15.4W/V％)] 500ml,
塩酸(1+2) 1750ml- 89 -

(2) 実験結果と考察
一例として、Ca が 4g のときの溶離曲線を図 A.1 に示す。また、Sr の溶離液 B の流出液
中の Sr 回収率、除染係数等を表 A.2 に示す。
Ca 量がいずれの場合にも Sr 回収率は 90%以上であり、また不純物としての Ca 量は最大0.4mg であった。この Ca 量は炭酸塩として 1mg に相当し、Sr 回収率に約 1%の正の誤差を与えるが、ここでは放射能の計数誤差等を考慮して問題ないと考える。
Ba, Pbの除染係数は 8×103以上であった。Biの除染係数が一桁程度低いが、後の水酸化鉄(Ⅲ)共沈工程で除去され、全工程における除染係数は 103以上の値が得られる。各元素の除染係数は、分析試料に含まれる226Ra, 210Bi, 210Pb量を考慮するといずれも十分な値である。
表 A.2

溶離液 B の流出液中における Sr 回収率、Ca 量及び Ba, Bi, Pb の除染係数
除染係数

検討用試料溶液

Sr 回収率Ca 量－試料中 Ca 量－

(%)

(mg)

Ba

Bi

Pb

0.5g

91

0.06

4×105以上

2×102

8×103以上

3g

97

0.2

5×104

2×103

8×103以上

4g

95

0.4

2×104

2×103

8×103以上

5g

90

0.2

2×104

5×103

8×103以上①溶離液 A の液量
実験では溶離液 A を 1000ml としたが、本マニュアルでは Ca の除去をより確実にするために 1100ml とした。
②溶離液 B の液量
塩酸(1+2) の最初のフラクションに約 1.0mgのSrが存在した。そこで、実験では溶離液Bを 500mlとしたが、本マニュアルでは回収率を高め、かつ226Raの影響を受けないように 600mlとした。
参考： Amberlite CG120 による実験
強酸性陽イオン交換樹脂 Amberlite CG120 について、上記と同じ条件で各元素が分離できるか否かを確認した。
(1) 実験結果と考察
一例として、Ca4g のときの溶離曲線を図 A.2 に示す。
図 A.1 (Dowex 50W-X8 を用いた実験) と図 A.2 (Amberlite CG120 を用いた実験) を比較すると、図 A.2 では溶離液 B の流出液中に Ba が混入するなど、元素の溶離状況が異なる。
従って、Dowex 50W-X8 と異なる強酸性陽イオン交換樹脂 (Amberlite CG120 等) を用いる
場合には、分析に先立って溶離曲線を求め、分析条件を決定する必要がある。

- 90 -

1000

フラクション中の各元素濃度

Pb

Bi

100

Sr

Ba

10
Ba(mg/L)
Bi(mg/L)
Pb(mg/L)
Ca(g/L)Sr(mg/L)

1
0.1

Ca

0.01
0.001
不検出
0.00010500
模擬試料溶液[塩酸(1+23)酸性）]

図 A.1

1000
溶離液A

1500

2000
溶離液B

2500

3000
塩酸(1+2)

3500

流出液量
(ml)

Dowex 50W-X8 における溶離曲線(Ca 含有量 4g)

1000

フラクション中の各元素濃度

100

Bi

Sr

Pb

Ba

10
1
0.1

Ba(mg/L)
Bi(mg/L)
Pb(mg/L)
Ca(g/L)Sr(mg/L)

Ca

0.01
0.001
不検出
0.00010500
模擬試料溶液[塩酸(1+23)酸性]

図 A.2

1000
溶離液A

1500

2000
溶離液B

2500

3000
塩酸(1+2)

Amberlite CG120 における溶離曲線(Ca 含有量 4g)- 91 -

3500

流出液量
(ml)

解説 B

イオン交換法におけるカルシウム分離除去の簡易チェック法

本イオン交換法においては、使用する強酸性陽イオン交換樹脂 Dowex 50W-X8 のロットごとに Sr と Ca の溶離曲線を作成することが望ましい。特に、Ca を分離除去する溶離液 A[酢酸アンモニウム(15.4W/V%) ‐メタノール(容積比 1:1)] の液量が大切である。そこで、溶離曲線を作成することが困難であるときのために、それに代わる簡易チェック法を以下に示す。
なお、本法によるチェックを行う際には、解説 A に示した溶離曲線を参照されたい。
1. 手順(1) 樹脂カラムに溶離液 A を 1100ml 通す際、カラム流出液量が 1100ml となる点において、流出液を約 10ml 採取する。
(2) その溶液を 100ml ビーカーに正確に 5ml 分取する。ホットプレート上で蒸発乾固後、硝酸(1+20) 20ml を加え、時計皿でおおって 10 分間加熱する。
(3) 放冷後、試料溶液を 50ml メスフラスコに移して Ca 濃度を測定する。流出液中の濃度が1mg/L 以下になっていることを確認する。
なお、Ca 濃度が 1mg/L を超えているときには、溶離曲線を作成し、分析条件を決定する。

- 92 -

解説 C

海水試料の予備濃縮

多量の海水をイオン交換法により分析する場合、海水に含まれる Mg(約 1.3g/L)、Ca(約420mg/L) と Sr(約 8mg/L) とを分離するためには長い大きなカラムが必要であり、行うことは現実的に困難である。
そこで、海水 40L を分析する方法として、1 段目のカラムで大部分の Mg を除き、続く 2 段
目のカラムには他の試料に適用した 3cmφ×26cm のカラムを用いることとした。
ここでは、1 段目のカラムについての溶離曲線等を紹介する。
1. 予備実験(塩酸濃度との関係)
カラムに流す海水試料の最適な酸濃度を求めるため、海水試料の塩酸濃度を変化させ、溶離曲線を得た。
(1) 実験条件①イオン交換樹脂：強酸性陽イオン交換樹脂 Dowex 50W-X8, 100-200 メッシュ, H
型②カラムサイズ及び流速：3cmφ×26cm, 約 3ml/分③海水試料の量：5L④海水試料の塩酸濃度：塩酸(1+23), (1+120), (1+600), 中性⑤溶離液：塩酸(1+2) 1000ml(2) 実験結果と考察
表 C.1

塩酸(1+2) フラクション中の Sr 回収率等

塩酸濃度

Sr 回収率(%)

Ca 残存率(%)

Mg 残存率(%)

塩酸(1+23)酸性

57

36

15

塩酸(1+120)酸性

89

56

21

塩酸(1+600)酸性

98

60

23

中性

97

61

23

中性あるいは塩酸(1+600)酸性での Sr 回収率は 97%以上であった。海水試料には通常採取時に海水 1L につき塩酸(1+1) あるいは硝酸(1+1) を 2ml 添加する (放射能測定法シリー
ズ 16「環境試料採取法」) ため、およそ（1+1000)酸性の溶液となり、カラムにそのまま通すことが可能である。
2. 1 段目のカラムの溶離曲線
先の実験結果を受け、海水試料 40L を塩酸(1+600)酸性溶液とし、実験を行った。
(1) 実験条件①イオン交換樹脂：強酸性陽イオン交換樹脂 Dowex 50W-X8, 100-200 メッシュ, H
型②カラムサイズ及び流速：9cmφ×26cm, 約 30ml/分③海水試料：塩酸(1+600)酸性, 40L- 93 -

④溶離液：溶離液 A[酢酸アンモニウム(15.4W/V％) -メタノール(容積比1:1)] 2.50L, 塩酸(1+2) 6.00L(2) 実験結果と考察
Sr, Ca, Mg の溶離曲線を図 C.1 に示す。塩酸(1+2) 溶離液中の Sr 回収率は 97%、Ca、Mg
残存率(残存量) はそれぞれ 30%(約 5g) 、0.3%(約 0.2g) であった。
なお、この後、解説 A に示す改訂したイオン交換法によるストロンチウムの分離精製操作を行う。

流出液中の各元素濃度

1000
100

Mg(g/L)
Ca(g/L)Sr(mg/L)10

海水試料中Sr濃度→
海水試料中Mg濃度→1

海水試料中Ca濃度→
0.1
0.01

0.001
不検出
0.0001

0

5

10

15

20

25

海水試料溶液[塩酸(1+600)酸性]

図 C.1

30

35

40
溶離液A

海水試料の予備濃縮における Sr, Ca, Mg の溶離曲線- 94 -45
塩酸(1+2)

流出液量
(L)

付

録

付録 1

ス ト ロ ン チ ウ ム 90 等 の 核 デ ー タ と 壊 変 図

核種

半減期

壊変形式

放 射 線 の エ ネ ル ギ ー (放 出 率 )ストロンチウム 89

50.53 dβ － 100%

1.495 MeV (100%)

ストロンチウム 90

28.74 yβ － 100%

0.546 MeV (100%)

イ ッ ト リ ウ ム 90

64.10 hβ － 100%

2.280 MeV (100%)

出 典 ：「 ア イ ソ ト ー プ 手 帳 10 版 」 日 本 ア イ ソ ト ー プ 協 会 (2001)

90 Sr

28.74yβ － 0.546(100%)

90 Y

64.10hβ － 2.280(100%)
89 Sr

50.53d90 Z

β － 1.495(100%)
89 Y- 97 -

付録 2

クロスチェック分析結果等

昭和 58 年の 3 訂の際に行われたクロスチェック分析結果 (放射能の単位を pCi から Bqに変換) 並びに今回の改訂で改善したイオン交換法の実証試験結果を示す。
1. クロスチェック分析結果(昭和 58 年 3 訂より)
1.1 クロスチェック用試料(1)

海

水：太平洋岸で採取した海水約 115L に、採水直後硝酸 580ml を加え、分析室で 20Bq のストロンチウム 90 を加え、プロペラ式かくはん機
で約 2 時間かき混ぜた後、20L ずつに分けて各機関に配付した。

(2)土

壌：3 地点で採取した土壌 3 種を約 105℃で乾燥したのち粉砕し、297μmのふるいでふるい分け、それぞれ V ブレンダーで十分混合し、100g
または 200g に分けて各機関に配付した。

(3)

スキムミルク：市販品 1 袋(25kg) を購入し、電気炉を用いて 500℃で灰化し、生じた灰を粉砕後、V ブレンダーで十分混合し、50g ずつに分けて各機関に配付した。

1.2 参加分析機関
青山学院大学理工学部
茨城県公害技術センター
運輸省海上保安庁水路部(現国土交通省海上保安庁海洋情報部)
静岡県環境放射線監視センター
動力炉・核燃料開発事業団東海事業所(現核燃料サイクル開発機構東海事業所)
日本原子力研究所東海研究所(財) 日本分析センター
農林水産省畜産試験場(現独立行政法人農業技術研究機構畜産草地研究所)
1.3 分析結果
測定値の誤差(±) は統計誤差(標準偏差) である。
(1)

海水
分析機関

発煙硝酸法

g

5L 0.15±0.011，0.17±0.011

b

10L 0.17±0.004，0.17±0.004e

10L 0.17±0.007

g

10L 0.15±0.004

シュウ酸塩法

供試量

90

分析方法

Sr分析値(Bq/L)

統計誤差(標準偏差) を考慮すれば各測定値には特に棄却すべき値は含まれていない。

- 98 -

(2)

土壌
90

分析方法

分析機関

供試量

発煙硝酸法

g

100g

a

100g

b

100g

g

100g

b

100g

e

100g

イオン交換法シュウ酸塩法

試料 A
5.9±0.26
5.5±0.26
5.7±0.26
4.6±0.33

5.8±0.26
5.9±0.19
6.0±0.19
5.5±0.52

Sr分析値(Bq/kg)
試料 B
試料 C
2.6±0.19
1.0 ±0.15
2.7±0.19
1.0 ±0.15
2.6±0.19
1.0 ±0.15
3.1±0.22
1.0 ±0.15
1.1 ±0.07
1.1 ±0.07
2.4±0.19
0.96±0.15
3.0±0.15
0.96±0.07
2.8±0.11
1.1 ±0.07
2.7±0.33
0.96±0.26

測定値の数が少なく、繰り返し測定値も少ないが、統計誤差(標準偏差) の 3 倍(3σ)
を考慮すれば、特に棄却すべき値もないので分析方法ごとにまとめると次表のように
なる。
統計項目

x
発煙硝酸法

n＝3

σ
CV(%)

イオン交換法

n＝4

σ
CV(%)

試料 A

試料 B

試料 C

5.7
0.20
3.6

2.6
0.06
2.2

5.8
0.25
4.3

2.8
0.13
4.6

1.0
0.02
2.1
1.0
0.06
6.0
1.0
0.09
8.4

x

x
シュウ酸塩法

n＝3

σ
CV(%)

- 99 -

(3)スキムミルク(灰)
分析方法

発煙
硝酸法

分析
機関

g

b

イオン
交換法

d

g

d

供試量

20g

10g

0.019±0.0011
0.020±0.0015
0.019±0.0011
0.020±0.0015

10g

10g

10g

g

10g

10g

平均値等

Sr(Bq/g灰)0.019±0.0011
0.019±0.0011
0.019±0.0011
0.020±0.0011

溶媒
抽出法
i

90

0.020±0.0022
0.017±0.0019
0.023±0.0022
0.019±0.0022
0.021±0.0022
0.019±0.0026
0.023±0.0030
0.019±0.0019
0.022±0.0022
0.019±0.0033
0.020±0.0033
0.022±0.0037
0.024±0.0037
0.020±0.0030
0.025±0.0037
0.023±0.0033
0.026±0.0033
0.022±0.0033
0.017±0.0033
0.019±0.0033
0.028±0.0037
0.022±0.0019
0.023±0.0019

分析機関別
n

4

x

0.019
0.0007
3.7
4

σ
CV(%)
n

x
σ
CV(%)

0.020
0.0006
3.2

n

5

x

0.020
σ
0.0021
CV(%) 10.6
n

4

x
σ
CV(%)

0.021
0.0021
9.3

n

6

分析法別

n

13

x

0.020

σ

0.0017

CV(%)

8.4

n

14

x

0.022

σ

0.0031x0.022
σ0.0024
CV(%) 11.0

n

6

x

0.022
σ
0.0043
CV(%) 19.3
n

2

x

0.022

CV(%) 14.0

溶媒抽出法の値はイオン交換法の値に比べ、ややバラツキが大きく、平均値も高い
が、統計誤差(標準偏差) を考慮すればほぼ一致しているといえる。
2. 本マニュアルのイオン交換法による Sr-90 の実証試験結果 (今回の改訂に際して行った結果)
日本分析センターの定常業務で使用されている工程管理用試料 (灰試料、土壌試料の2 種類) 中の Sr-90 を分析した。下表に Sr-90 の分析結果を示し、あわせて Sr 回収率及び Sr-90 分析結果を比較するための工程管理用基準値を示す。なお、これらの基準値は従来の発煙硝酸法及びイオン交換法の併用法による分析結果である。また、分析供試量
18.5g の灰試料を分析したのは、カルシウム 5g を含む分析試料について得られる Sr 回

- 100 -

収率を確認するためである。分析結果は基準値とよく一致した。
試料

Sr 回収率

(g)

(%)

分析結果

97

159±4.698

157±4.697

164±4.7

平均160±3.682

166±3.786

159±3.584160±3.6

平均162±3.890

2.0±0.1893

2.5±0.2091

2.4±0.20

平均

2.3±0.26

10

灰

18.5

土壌

Sr-90 濃度 (mBq/g 灰または乾土)

分析供試量

100

- 101 -

工程管理用基準値

163±5.0

2.1±0.17

付録 3

環境試料中のストロンチウム 90 濃度

平成 13 年度に 47 都道府県の各衛生研究所等及び日本分析センターで採取された各種環境試料について日本分析センターがストロンチウム 90 分析を行った結果を示す。
ストロンチウム 90 分析値
試

料

単

位
範

囲

平均値*

試料数

MBq/km2(月間)0.0000

～

0.16

0.019

572

大気浮遊じんmBq/m30.00000～

0.00140.00038

140

上

水

mBq/L

0.000

～

3.8

1.4

114

淡

水

mBq/L

0.050

～

3.4

1.7

9

海

水

mBq/L

1.3

～

2.1

1.6

14

降

下

物

土

0～5cm

Bq/kg 乾土

0.020

～

9.2

2.1

48

壌

5～20cm

Bq/kg 乾土

0.019

～

6.7

1.7

48

海

底

土

Bq/kg 乾土

0.000

～

0.24

0.056

14

日

常

食

Bq/人/日0.0056

～

0.095

0.042

186

Bq/kg 生0.0000～0.016

0.0057

51

米
牛

乳

mBq/L

0.0000

～

0.060

0.021

136

粉

乳

Bq/kg 粉乳

0.019

～

0.42

0.15

12

根

菜

類

Bq/kg 生0.0000

～

0.34

0.072

49

葉

菜

類

Bq/kg 生0.0069

～

0.91

0.082

50

Bq/kg

0.047

～

1.2

0.37

19

茶
淡

水

魚

Bq/kg 生0.0028

～

0.84

0.22

10

海

産

魚

Bq/kg 生0.0000～0.023

0.006233

類

Bq/kg 生0.0000～0.017

0.007310類

Bq/kg 生0.0099

～

0.056

0.024

9

貝
海

藻

出典：「第 44 回環境放射能調査研究成果論文抄録集(平成 13 年度)」 (文部科学省)＊分析値の範囲の最小値には不検出の値も含まれる。また、平均値はマイナスの値を 0 として計算した。
＊本データは文部科学省ホームページ「日本の環境放射能と放射線(http://www.kankyohoshano.go.jp/)」の環境放射線データベースに公開されている。

- 102 -

付録4

分析流れ図

降下物(１ヵ月間)←Sr 50.0mg
蒸発乾固←HCl（1+3）←王水100ml
加熱分解←HCl（1+1） 200ml
加熱溶解
ろ過（No.5C）
H2O洗浄ろ液←Ca 250mg
←H2O
←NaOH
pH10以上←Na2CO3 20g
加熱熟成
静置
傾斜法・遠心分離

残留物
捨てる

沈殿
←HCl（1+1）←H2O
加熱←H2C2O4 10g←NH4OH
pH4.0～4.2

上澄み液
137

Cs分析に用いることができる

加熱熟成
静置ろ過(No.5C)(NH4)2C2O4(0.2w/v%)洗浄
沈殿

ろ液
捨てる

加熱 600℃、3h←HCl（1+3）
蒸発乾固←HCl（1+23） 200ml
ろ過(No.5C)
HCl（1+23）洗浄←HCl（1+23）
ろ液(500ml)

残留物
捨てる

次ページへ

降下物(蒸発法)－イオン交換法 (1/3)- 103 -

イ Dowex 50W-X8, 100～200メッシュ, 3cmφ×26㎝
オ 流速 4～6ml/分
捨てる← ン交 ←H O 30ml
2
換
捨てる←
樹
脂 ←CH3COONH4(15.4w/v%)-メタノール(1:1) 1100ml
捨てる← カラ ←CH3COONH4(15.4w/v%) 600ml
ム
蒸発乾固←H2O 10ml←HNO3 10ml
蒸発乾固
←H2O 20ml←Fe 5mg←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（スカベンジング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
ろ液
沈殿←(NH4)2CO3(飽和) 5ml
捨てる
加熱熟成
静置
ろ過（1G4）NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
エタノール洗浄乾燥 110℃、1h
放冷
秤量
回収率算出
2週間以上放置

ろ液
捨てる

次ページへ

降下物(蒸発法)－イオン交換法 (2/3)- 104 -

←HCl（1+1）←H2O←Fe 5.0mg、Y 50μg
←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（ミルキング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿
ろ液←温HCl（1+5）←HCl
温H2O 40ml洗浄
保存←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿
ろ液←温HCl（1+5）
捨てる
温H2O 40ml洗浄←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5C）
NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
乾燥（赤外線ランプ）
90
Y-β線計測ろ液
捨てる

降下物(蒸発法)－イオン交換法 (3/3)- 105 -

降下物(１ヵ月間)←Sr 50.0mg
蒸発乾固←HCl（1+3）←王水 100ml
加熱分解←HCl（1+1） 200ml
加熱溶解
ろ過（No.5C）
H2O洗浄ろ液←Ca 250mg
←H2O
←NaOH
pH10以上←Na2CO3 20g
加熱熟成
静置
傾斜法・遠心分離

残留物
捨てる

沈殿
←HCl（1+1）←H2O
加熱←H2C2O4 10g←NH4OH
pH4.0～4.2

上澄み液
137

Cs分析に用いることができる

加熱熟成
静置
傾斜法
沈殿
←fum.HNO3(1.52)

上澄み液
捨てる

静置
ろ過（1G4）
fum.HNO3（1.45）洗浄
沈殿
←H2O
乾固

ろ液
捨てる

Ca残存の場合←H2O 10ml←H2O←fum.HNO3(1.52) 26ml
←CH3COOH（7+13） 1ml←CH3COONH4（46w/v %） 2ml←Ba10mg

次ページへ
降下物(蒸発法)－発煙硝酸法 (1/3)- 106 -

加熱
←K2CrO4（30w/v %） 1ml
加熱熟成
静置
ろ過（No.5C）
温CH3COONH4（0.6w/v %）洗浄
ろ液
沈殿
←NH4OH 1ml
捨てる←(NH4)2CO3(飽和) 5ml
加熱熟成
ろ過（1G4）NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
ろ液←HCl（1+1）
捨てる
H2O洗浄←Fe 5mg←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（スカベンジング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
ろ液
沈殿←(NH4)2CO3(飽和) 5ml
捨てる
加熱熟成
静置
ろ過（1G4）NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
エタノール洗浄乾燥 110℃、1h
放冷
秤量
回収率算出
2週間以上放置

ろ液
捨てる

次ページへ

降下物(蒸発法)－発煙硝酸法 (2/3)- 107 -

←HCl（1+1）←H2O←Fe 5.0mg、Y 50μg
←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（ミルキング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿
ろ液←温HCl（1+5）←HCl
温H2O 40ml洗浄
保存←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）
温NH4OH（1+500）洗浄
ろ液
沈殿←温HCl（1+5）
捨てる
温H2O 40ml洗浄←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5C）
NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
乾燥（赤外線ランプ）
90
Y-β線計測ろ液
捨てる

降下物(蒸発法)－発煙硝酸法 (3/3)- 108 -

降下物(１ヵ月間)←Sr 1000mg
蒸発乾固←HCl（1+3）←王水 100ml
加熱分解←HCl（1+1） 200ml
加熱溶解
ろ過（No.5C）
H2O洗浄ろ液←Ca 250mg
←H2O
←NaOH
pH10以上←Na2CO3 20g
加熱熟成
静置
傾斜法・遠心分離沈殿←HCl(1+1)←H2O
加熱←H2C2O4 10g←NH4OH(1+1)
pH4.0～4.2

残留物
捨てる

上澄み液
137

Cs分析に用いることができる

加熱熟成
静置ろ過（No.5C）(NH4)2C2O4(0.2w/v%)洗浄
ろ液
捨てる

沈殿
加熱 600℃、3h
←HNO3
←H2O
←Fe 10mg
加熱←NH4OH
加熱熟成
静置

次ページへ

降下物(蒸発法)－シュウ酸塩法 (1/3)- 109 -

ろ過(No.5A)
NH4OH(1+100)洗浄
ろ液

沈殿
捨てる

加熱濃縮
←Ba 20mg←CH3COONH4（46w/v %） 2ml←NH4OH(1+1)←CH3COOH（7+13）
pH5.0～5.5
加熱←K2CrO4（30w/v %） 1ml
加熱熟成
静置
ろ過（No.5C）
CH3COONH4（0.6w/v %）洗浄
ろ液
←NaOH 4g←(NH4)2CO3 40ｇ
加熱熟成

沈殿
捨てる

ろ過（25G4）(NH4)2CO3(1w/v%)洗浄
沈殿
ろ液←HNO3（1+1）
捨てる
H2O洗浄
加熱濃縮
←Fe 10mg、La 5mg、Y 5mg
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（スカベンジング日時を記録）
NH4OH（1+100）洗浄
ろ液

沈殿
捨てる

加熱
←HNO3 7ml
2週間以上放置回収率算出(ICP発光分光分析等)

次ページへ
降下物(蒸発法)－シュウ酸塩法 (2/3)- 110 -

←Y 10mg←NH4Cl 10g
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（ミルキング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿←HCl（1+1）
温H2O 50ml洗浄←NH4Cl 1g
加熱←NH4OH
加熱熟成

ろ液
←HCl
保存

ろ過（No.5A）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿←HCl（1+1）
温H2O 50ml洗浄←H2C2O4 2g←NH4OH(1+1)
pH1.5

ろ液
捨てる

加温熟成
ろ過（No.5C）
H2O洗浄
沈殿
エタノール洗浄乾燥 110℃、30min

ろ液
捨てる

90

Y-β線計測降下物(蒸発法)－シュウ酸塩法 (3/3)- 111 -

大気浮遊じん灰化 500℃、１日←Sr 50.0mg←HCl（1+11）灰化物が浸る程度
加熱抽出
ろ過（No.5C）
温H2O洗浄ろ液

残留物←HCl（1+11）灰化物が浸る程度
加熱抽出
ろ過（No.5C）
温H2O洗浄
ろ液

残留物
捨てる

加熱濃縮
←Ca 250mg←NaOH
pH10以上←Na2CO3 20g
加熱熟成
静置
傾斜法・遠心分離沈殿←HCl（1+1）←H2O
加熱←H2C2O4 10g←NH4OH
pH4.0～4.2

上澄み液
137

Cs分析に用いることができる

加熱熟成
静置ろ過(No.5C)(NH4)2C2O4(0.2w/v%)洗浄
沈殿

ろ液
捨てる

加熱 600℃、3h←HCl（1+3）
蒸発乾固

次ページへ

大気浮遊じん－イオン交換法 (1/3)- 112 -

←HCl（1+23） 200ml
ろ過(No.5C)
HCl（1+23）洗浄←HCl（1+23）
ろ液(500ml)

残留物
捨てる
イ Dowex 50W-X8, 100～200メッシュ, 3cmφ×26㎝
オ 流速 4～6ml/分
捨てる← ン交 ←H O 30ml
2
換
捨てる←
樹
脂 ←CH3COONH4(15.4w/v%)-メタノール(1:1) 1100ml
捨てる← カラ ←CH3COONH4(15.4w/v%) 600ml
ム
蒸発乾固←H2O 10ml←HNO3 10ml
蒸発乾固
←H2O 20ml←Fe 5mg←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（スカベンジング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
ろ液
沈殿←(NH4)2CO3(飽和) 5ml
捨てる
加熱熟成
静置
ろ過（1G4）NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
エタノール洗浄乾燥 110℃、1h
放冷
秤量
回収率算出
2週間以上放置

ろ液
捨てる

次ページへ
大気浮遊じん－イオン交換法 (2/3)- 113 -

←HCl（1+1）←H2O←Fe 5.0mg、Y 50μg
←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（ミルキング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿
ろ液←温HCl（1+5）←HCl
温H2O 40ml洗浄
保存←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿
ろ液←温HCl（1+5）
捨てる
温H2O 40ml洗浄←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5C）
NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
乾燥（赤外線ランプ）
90
Y-β線計測ろ液
捨てる

大気浮遊じん－イオン交換法 (3/3)- 114 -

大気浮遊じん灰化 500℃、１日←Sr 50.0mg←HCl（1+11）灰化物が浸る程度
加熱抽出
ろ過（No.5C）
温H2O洗浄ろ液

残留物←HCl（1+11）灰化物が浸る程度
加熱抽出
ろ過（No.5C）
温H2O洗浄
ろ液

残留物
捨てる

加熱濃縮
←Ca 250mg←NaOH
pH10以上←Na2CO3 20g
加熱熟成
静置
傾斜法・遠心分離沈殿←HCl（1+1）←H2O
加熱←H2C2O4 10g←NH4OH
pH4.0～4.2

上澄み液
137

Cs分析に用いることができる

加熱熟成
静置
傾斜法

沈殿
←fum.HNO3(1.52)

上澄液
捨てる

次ページへ

大気浮遊じん－発煙硝酸法 (1/3)- 115 -

静置
ろ過（1G4）
fum.HNO3（1.45）洗浄
沈殿
←H2O
乾固

ろ液
捨てる

Ca残存の場合←H2O←H2O 10ml←CH3COOH（7+13） 1ml←fum.HNO3(1.52) 26ml
←CH3COONH4（46w/v %） 2ml←Ba 10mg
加熱←K2CrO4（30w/v %） 1ml
加熱熟成
静置
ろ過（No.5C）
温CH3COONH4（0.6w/v %）洗浄
ろ液
沈殿
←NH4OH 1ml
捨てる←(NH4)2CO3(飽和) 5ml
加熱熟成
ろ過（1G4）NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
ろ液←HCl（1+1）
捨てる
H2O洗浄←Fe 5mg←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（スカベンジング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
ろ液
沈殿←(NH4)2CO3(飽和) 5ml
捨てる
加熱熟成
静置

次ページへ

大気浮遊じん－発煙硝酸法 (2/3)- 116 -

ろ過（1G4）
NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
ろ液
エタノール洗浄捨てる
乾燥 110℃、1h
放冷
秤量
回収率算出
2週間以上放置←HCl（1+1）←H2O←Fe 5.0mg、Y 50μg
←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（ミルキング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿
ろ液←温HCl（1+5）←HCl
温H2O 40ml洗浄
保存←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿
ろ液←温HCl（1+5）
捨てる
温H2O 40ml洗浄←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5C）
NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
乾燥（赤外線ランプ）
90
Y-β線計測ろ液
捨てる

大気浮遊じん－発煙硝酸法 (3/3)- 117 -

大気浮遊じん灰化 500℃、１日←Sr 1000mg←HCl（1+11）灰化物が浸る程度
加熱抽出
ろ過（No.5C）
温H2O洗浄ろ液

残留物←HCl（1+11）灰化物が浸る程度
加熱抽出
ろ過（No.5C）
温H2O洗浄
ろ液

残留物
捨てる

加熱濃縮
←Ca 250mg←NaOH
pH10以上←Na2CO3 20g
加熱熟成
静置
傾斜法・遠心分離沈殿←HCl(1+1)←H2O
加熱←H2C2O4 10g←NH4OH(1+1)
pH4.0～4.2

上澄み液
137

Cs分析に用いることができる

加熱熟成
静置ろ過（No.5C）(NH4)2C2O4(0.2w/v%)洗浄
沈殿
加熱 600℃、3h
←HNO3
←H2O
←Fe 10mg
加熱←NH4OH

次ページへ

ろ液
捨てる

大気浮遊じん－シュウ酸塩法 (1/3)- 118 -

加熱熟成
静置ろ過(No.5A)
NH4OH(1+100)洗浄
ろ液

沈殿
捨てる

加熱濃縮
←Ba 20mg←CH3COONH4（46w/v %） 2ml←NH4OH(1+1)←CH3COOH（7+13）
pH5.0～5.5
加熱←K2CrO4（30w/v %） 1ml
加熱熟成
静置
ろ過（No.5C）
CH3COONH4（0.6w/v %）洗浄
ろ液
←NaOH 4g←(NH4)2CO3 40ｇ
加熱熟成

沈殿
捨てる

ろ過（25G4）(NH4)2CO3(1w/v%)洗浄
沈殿
ろ液←HNO3（1+1）
捨てる
H2O洗浄
加熱濃縮
←Fe 10mg、La 5mg、Y 5mg
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（スカベンジング日時を記録）
NH4OH（1+100）洗浄
ろ液

沈殿
捨てる

加熱
←HNO3 7ml
2週間以上放置

次ページへ回収率算出(ICP発光分光分析等）

大気浮遊じん－シュウ酸塩法 (2/3)- 119 -

←Y 10mg←NH4Cl 10g
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（ミルキング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿←HCl（1+1）
温H2O 50ml洗浄←NH4Cl 1g
加熱←NH4OH
加熱熟成

ろ液
←HCl
保存

ろ過（No.5A）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿←HCl（1+1）
温H2O 50ml洗浄←H2C2O4 2g←NH4OH(1+1)
pH1.5

ろ液
捨てる

加温熟成
ろ過（No.5C）
H2O洗浄
沈殿
エタノール洗浄乾燥 110℃、30min

ろ液
捨てる

90

Y-β線計測大気浮遊じん－シュウ酸塩法 (3/3)- 120 -

陸水（100L）←Sr 50.0mg
蒸発乾固←HCl（1+3）←王水 100ml
加熱分解←HCl（1+1） 200ml
加熱溶解
ろ過（No.5C）
H2O洗浄
ろ液
←H2O
←NaOH
pH10以上←Na2CO3 20g
加熱熟成
静置
傾斜法・遠心分離

残留物
捨てる

沈殿
←HCl（1+1）←H2O
加熱←H2C2O4 10g←NH4OH
pH4.0～4.2

上澄み液
137
Cs分析に用いることができる

加熱熟成
静置ろ過(No.5C)(NH4)2C2O4(0.2w/v%)洗浄
ろ液
捨てる

沈殿
加熱 600℃、3h←HCl（1+3）
蒸発乾固←HCl（1+23） 200ml
ろ過(No.5C)
HCl（1+23）洗浄←HCl（1+23）
ろ液(500ml)

残留物
捨てる

次ページへ

陸水－イオン交換法 (1/3)- 121 -

イ Dowex 50W-X8, 100～200メッシュ, 3cmφ×26㎝
オ 流速 4～6ml/分
捨てる← ン交 ←H2O 30ml
換捨てる←樹
脂 ←CH3COONH4(15.4w/v%)-メタノール(1:1) 1100ml
捨てる← カラ ←CH3COONH4(15.4w/v%) 600ml
ム
蒸発乾固←H2O 10ml←HNO3 10ml
蒸発乾固
←H2O 20ml←Fe 5mg←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（スカベンジング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
ろ液
沈殿←(NH4)2CO3(飽和) 5ml
捨てる
加熱熟成
静置
ろ過（1G4）NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
エタノール洗浄乾燥 110℃、1h
放冷
秤量
回収率算出
2週間以上放置

ろ液
捨てる

次ページへ

陸水－イオン交換法 (2/3)- 122 -

←HCl（1+1）←H2O←Fe 5.0mg、Y 50μg
←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（ミルキング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿
ろ液←温HCl（1+5）←HCl
温H2O 40ml洗浄
保存←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿
ろ液←温HCl（1+5）
捨てる
温H2O 40ml洗浄←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5C）
NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
乾燥（赤外線ランプ）
90
Y-β線計測ろ液
捨てる

陸水－イオン交換法 (3/3)- 123 -

陸水（100L）←Sr 50.0mg
蒸発乾固←HCl（1+3）←王水 100ml
加熱分解←HCl（1+1） 200ml
加熱溶解
ろ過（No.5C）
H2O洗浄
残留物
捨てる

ろ液
←H2O
←NaOH
pH10以上←Na2CO3 20g
加熱熟成
静置
傾斜法・遠心分離沈殿←HCl（1+1）←H2O
加熱←H2C2O4 10g←NH4OH
pH4.0～4.2

上澄み液
137
Cs分析に用いることができる

加熱熟成
静置
傾斜法

沈殿
←fum.HNO3(1.52)

上澄み液
捨てる

静置
ろ過（1G4）
fum.HNO3（1.45）洗浄
沈殿
←H2O
乾固

ろ液
捨てる

Ca残存の場合←H2O 10ml←H2O←CH3COOH（7+13） 1ml←fum.HNO3(1.52) 26ml
←CH3COONH4（46w/v %） 2ml←Ba 10mg

陸水－発煙硝酸法 (1/3)

次ページへ- 124 -

加熱
←K2CrO4（30w/v %） 1ml
加熱熟成
静置
ろ過（No.5C）
温CH3COONH4（0.6w/v %）洗浄
ろ液
沈殿
←NH4OH 1ml
捨てる←(NH4)2CO3(飽和) 5ml
加熱熟成
ろ過（1G4）NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
ろ液←HCl（1+1）
捨てる
H2O洗浄←Fe 5mg←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（スカベンジング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
ろ液
沈殿←(NH4)2CO3(飽和) 5ml
捨てる
加熱熟成
静置
ろ過（1G4）NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
エタノール洗浄乾燥 110℃、1h
放冷
秤量
回収率算出
2週間以上放置

ろ液
捨てる

次ページへ

陸水－発煙硝酸法 (2/3)- 125 -

←HCl（1+1）←H2O←Fe 5.0mg、Y 50μg
←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（ミルキング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿
ろ液←温HCl（1+5）←HCl
温H2O 40ml洗浄
保存←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿
ろ液←温HCl（1+5）
捨てる
温H2O 40ml洗浄←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5C）
NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
乾燥（赤外線ランプ）
90
Y-β線計測ろ液
捨てる

陸水－発煙硝酸法 (3/3)- 126 -

陸水（100L）←Sr 1000mg
蒸発乾固←HCl（1+3）←王水 100ml
加熱分解←HCl（1+1）200ml
加熱溶解
ろ過（No.5C）
H2O洗浄
ろ液
←H2O
←NaOH
pH10以上←Na2CO3 20g
加熱熟成
静置
傾斜法・遠心分離沈殿←HCl(1+1)←H2O
加熱←H2C2O4 10g←NH4OH(1+1)
pH4.0～4.2

残留物
捨てる

上澄み液
137
Cs分析に用いることができる

加熱熟成
静置ろ過（No.5C）(NH4)2C2O4(0.2w/v%)洗浄
沈殿

ろ液
捨てる

加熱 600℃、3h
←HNO3
←H2O
←Fe 10mg
加熱←NH4OH
加熱熟成
静置

次ページへ

陸水－シュウ酸塩法 (1/3)- 127 -

ろ過(No.5A)
NH4OH(1+100)洗浄
ろ液

沈殿
捨てる

加熱濃縮
←Ba 20mg←CH3COONH4（46w/v %） 2ml←NH4OH(1+1)←CH3COOH（7+13）
pH5.0～5.5
加熱←K2CrO4（30w/v %） 1ml
加熱熟成
静置
ろ過（No.5C）
CH3COONH4（0.6w/v %）洗浄
ろ液
←NaOH 4g←(NH4)2CO3 40ｇ
加熱熟成

沈殿
捨てる

ろ過（25G4）(NH4)2CO3(1w/v%)洗浄
沈殿
ろ液←HNO3（1+1）
捨てる
H2O洗浄
加熱濃縮
←Fe 10mg、La 5mg、Y 5mg
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（スカベンジング日時を記録）
NH4OH（1+100）洗浄
ろ液

沈殿
捨てる

加熱
←HNO3 7ml
2週間以上放置回収率算出(ICP発光分光分析等)

次ページへ
陸水－シュウ酸塩法 (2/3)- 128 -

←Y 10mg←NH4Cl 10g
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（ミルキング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿←HCl（1+1）
温H2O 50ml洗浄←NH4Cl 1g
加熱←NH4OH
加熱熟成

ろ液
←HCl
保存

ろ過（No.5A）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿←HCl（1+1）
温H2O 50ml洗浄←H2C2O4 2g←NH4OH(1+1)
pH1.5

ろ液
捨てる

加温熟成
ろ過（No.5C）
H2O洗浄
沈殿
エタノール洗浄乾燥 110℃、30min
90

ろ液
捨てる

Y-β線計測陸水－シュウ酸塩法 (3/3)- 129 -

海水（40L）
Dowex 50W-X8, 100～200メッシュ, 9cmφ×26㎝
大型 流速約 30ml/分
捨てる← イオン
交←CH3COONH4(15.4w/v%)-メタノール(1:1) 2.50L
換樹捨てる← 脂カラ ←HCl（1+2) 6.00L
ム
←NaOH
pH8以上
←Na2CO3 50g×2
加熱熟成
静置
傾斜法・遠心分離沈殿
上澄み液←HCl 50ml捨てる
蒸発乾固←HCl（1+23) 500ml
イ Dowex 50W-X8, 100～200メッシュ, 3cmφ×26㎝
オ 流速 4～6ml/分
捨てる← ン交 ←H2O 30ml
換捨てる←樹
脂 ←CH3COONH4(15.4w/v%)-メタノール(1:1) 1100ml
捨てる← カラ ←CH3COONH4(15.4w/v%) 600ml
ム
蒸発乾固←H2O 10ml←HNO3 10ml
蒸発乾固
←H2O 20ml←Fe 5mg←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成

次ページへ
海水－イオン交換法 (1/3)- 130 -

ろ過（No.5A）（スカベンジング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
ろ液
沈殿←(NH4)2CO3(飽和) 5ml
捨てる
加熱熟成
静置
ろ過（1G4）NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
エタノール洗浄乾燥 110℃、1h
放冷
秤量
回収率算出
2週間以上放置

ろ液
捨てる

次ページへ

海水－イオン交換法 (2/3)- 131 -

←HCl（1+1）←H2O←Fe 5.0mg、Y 50μg
←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（ミルキング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿
ろ液←温HCl（1+5）←HCl
温H2O 40ml洗浄
保存←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）
温NH4OH（1+500）洗浄
ろ液
沈殿←温HCl（1+5）
捨てる
温H2O 40ml洗浄←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5C）
NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
乾燥（赤外線ランプ）
90
Y-β線計測ろ液
捨てる

海水－イオン交換法 (3/3)- 132 -

海水（40L）←Na2CO3 400g
←HCl(1+1)
pH9.7±0.1
加熱熟成
静置
傾斜法・遠心分離沈殿←HNO3
加熱濃縮（1l）

上澄み液
137
Cs分析に用いることができるろ過（No.5C）←H2O洗浄←fum.HNO3(1.52) 3.3L
静置
傾斜法

沈殿
上澄み液
←H2O 370ml
捨てる←fum.HNO3(1.52) 990ml
静置
傾斜法
沈殿
上澄み液
←H2O 240ml
捨てる←fum.HNO3(1.52) 660ml
静置
ろ過（1G4）
fum.HNO3（1.45）洗浄
沈殿←H2O←fum.HNO3(1.52)

ろ液
捨てる

静置
ろ過（1G4）
fum.HNO3（1.45）洗浄
沈殿
←H2O
乾固

ろ液
捨てる

Ca残存の場合←H2O 10ml←H2O←CH3COOH（7+13） 1ml←fum.HNO3(1.52) 26ml
←CH3COONH4（46w/v %） 2ml←Ba 10mg

次ページへ

海水－発煙硝酸法 (1/3)- 133 -

加熱
←K2CrO4（30w/v %） 1ml
加熱熟成
静置
ろ過（No.5C）
温CH3COONH4（0.6w/v %）洗浄
ろ液
沈殿
←NH4OH 1ml
捨てる←(NH4)2CO3(飽和) 5ml
加熱熟成
ろ過（1G4）NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
ろ液←HCl（1+1）
捨てる
H2O洗浄←Fe 5mg←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（スカベンジング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
ろ液
沈殿←(NH4)2CO3(飽和) 5ml
捨てる
加熱熟成
静置
ろ過（1G4）NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
エタノール洗浄乾燥 110℃、1h
放冷
秤量
回収率算出
2週間以上放置

ろ液
捨てる

次ページへ

海水－発煙硝酸法 (2/3)- 134 -

←HCl（1+1）←H2O←Fe 5.0mg、Y 50μg
←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（ミルキング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿
ろ液←温HCl（1+5）←HCl
温H2O 40ml洗浄
保存←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿
ろ液←温HCl（1+5）
捨てる
温H2O 40ml洗浄←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5C）
NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
乾燥（赤外線ランプ）
90
Y-β線計測ろ液
捨てる

海水－発煙硝酸法 (3/3)- 135 -

海水（20L）←Sr 1000mg←NaOH
pH10以上←Na2CO3 200g
加熱熟成
静置
傾斜法・遠心分離

沈殿
←HCl
←H2O
加熱
←H2C2O4 100g
←NH4OH
pH4.0～4.2

上澄み液
137
Cs分析に用いることができる

加熱熟成
静置ろ過(No.5C)(NH4)2C2O4(0.2w/v%)洗浄
沈殿

上澄み液
捨てる

加熱 600℃、3h
←HNO3
←H2O
←Fe 40mg
加熱←NH4OH
加熱熟成
静置ろ過(No.5A)
NH4OH(1+100)洗浄
ろ液

沈殿
捨てる

加熱濃縮
←Ba 40mg←CH3COONH4（46w/v %） 4ml←NH4OH(1+1)←CH3COOH（7+13）
pH5.0～5.5
加熱←K2CrO4（30w/v %） 2ml
加熱熟成

次ページへ

海水－シュウ酸塩法 (1/3)- 136 -

静置
ろ過（No.5C）
CH3COONH4（0.6w/v %）洗浄
ろ液
←NaOH 8g←(NH4)2CO3 100ｇ
加熱熟成

沈殿
捨てる

ろ過（26G4）(NH4)2CO3(1w/v%)洗浄
沈殿
ろ液←HNO3(1+1)
捨てる
H2O洗浄
加熱濃縮
←H2O2
←Fe 40mg、La 10mg、Y 10mg
加熱
←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（スカベンジング日時を記録）
NH4OH（1+500）洗浄
ろ液

沈殿
捨てる

加熱
←HNO3 14ml
2週間以上放置回収率算出(ICP発光分光分析等)

次ページへ

海水－シュウ酸塩法 (2/3)- 137 -

←Y 10mg←NH4Cl 10g
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（ミルキング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿←HCl（1+1）
温H2O 50ml洗浄←NH4Cl 1g
加熱←NH4OH
加熱熟成

ろ液
←HCl
保存

ろ過（No.5A）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿←HCl（1+1）
温H2O 50ml洗浄←H2C2O4 2g←NH4OH(1+1)
pH1.5

ろ液
捨てる

加温熟成
ろ過（No.5C）
H2O洗浄
沈殿
エタノール洗浄乾燥 110℃、30min
90

ろ液
捨てる

Y-β線計測海水－シュウ酸塩法 (3/3)- 138 -

土壌（100g乾土）
加熱 500℃、5h←Sr 50.0mg←HClまたはHNO3 1L
加熱抽出
ろ過（ガラス繊維ろ紙）
温H2O洗浄ろ液←H2O←Ca 250mg←NaOH
pH10以上←Na2CO3 50g
加熱熟成
静置
傾斜法・遠心分離沈殿←HCl
ろ過(No.5C)
←H2O

残留物
捨てる

上澄み液
137
Cs分析に用いることができる

加熱←H2C2O4 50g (再捕集操作時は10g)←NH4OH
pH4.0～4.2

←HCl

加熱熟成
静置
傾斜法
沈殿
←HCl
←H2O
加熱
←H2C2O4 5g←NH4OH
pH4.0～4.2

上澄み液←Ca2+ 250mg

加熱熟成
静置ろ過(No.5C)(NH4)2C2O4(0.2w/v%)洗浄
沈殿

ろ液
捨てる

次ページへ

土壌－イオン交換法 (1/3)- 139 -

加熱 600℃、3h←HCl（1+3）
蒸発乾固←HCl（1+23） 200ml
ろ過(No.5C)
HCl（1+23）洗浄←HCl（1+23）
ろ液(500ml)

残留物
捨てる
Dowex
50W-X8,100～200メッシュ,
3cmφ×26㎝
イオ 流速 4～6ml/分
捨てる← ン交 ←H2O 30ml
換捨てる←樹
脂 ←CH3COONH4(15.4w/v%)-メタノール(1:1) 1100ml
捨てる← カラ ←CH3COONH4(15.4w/v%) 600ml
ム
蒸発乾固←H2O 10ml←HNO3 10ml
蒸発乾固
←H2O 20ml←Fe 5mg←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（スカベンジング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
ろ液
沈殿←(NH4)2CO3(飽和) 5ml
捨てる
加熱熟成
静置
ろ過（1G4）NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
エタノール洗浄乾燥 110℃、1h
放冷
秤量
回収率算出
2週間以上放置

ろ液
捨てる

土壌－イオン交換法 (2/3)

次ページへ- 140 -

←HCl（1+1）←H2O←Fe 5.0mg、Y 50μg
←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（ミルキング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿
ろ液←温HCl（1+5）←HCl
温H2O 40ml洗浄
保存←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿
ろ液←温HCl（1+5）
捨てる
温H2O 40ml洗浄←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5C）
NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
乾燥（赤外線ランプ）
90
Y-β線計測ろ液
捨てる

土壌－イオン交換法 (3/3)- 141 -

土壌（100g乾土）
加熱 500℃、5h←Sr 50.0mg←HClまたはHNO3 1L
加熱抽出
ろ過（ガラス繊維ろ紙）
温H2O洗浄ろ液←H2O←Ca 250mg←NaOH
pH10以上←Na2CO3 50g
加熱熟成
静置
傾斜法・遠心分離沈殿←HCl
ろ過(No.5C)
←H2O

残留物
捨てる

上澄み液
137
Cs分析に用いることができる

加熱←H2C2O4 50g (再捕集操作時は10g)←NH4OH
pH4.0～4.2

←HCl

加熱熟成
静置
傾斜法

沈殿
←HCl
←H2O
加熱
←H2C2O4 5g←NH4OH
pH4.0～4.2

上澄み液←Ca 250mg

加熱熟成
静置
傾斜法

次ページへ

土壌－発煙硝酸法 (1/3)- 142 -

沈殿
←fum.HNO3(1.52)

上澄み液
捨てる

静置
ろ過（1G4）
fum.HNO3（1.45）洗浄
沈殿
←H2O
乾固

ろ液
捨てる

Ca残存の場合←H2O 10ml←H2O←CH3COOH（7+13） 1ml←fum.HNO3(1.52) 26ml
←CH3COONH4（46w/v %） 2ml←Ba 10mg
加熱←K2CrO4（30w/v %） 1ml
加熱熟成
静置
ろ過（No.5C）
温CH3COONH4（0.6w/v %）洗浄
沈殿
ろ液
←NH4OH 1ml
捨てる←(NH4)2CO3(飽和) 5ml
加熱熟成
ろ過（1G4）NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
ろ液←HCl（1+1）
捨てる
H2O洗浄←Fe 5mg←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（スカベンジング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
ろ液
沈殿←(NH4)2CO3(飽和) 5ml
捨てる
加熱熟成
静置

次ページへ
土壌－発煙硝酸法 (2/3)- 143 -

ろ過（G.F.-1G4）
NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
ろ液
エタノール洗浄捨てる
乾燥 110℃、1h
放冷
秤量
回収率算出
2週間以上放置←HCl（1+1）←H2O←Fe 5.0mg、Y 50μg
←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（ミルキング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿
ろ液←温HCl（1+5）←HCl
温H2O 40ml洗浄
保存←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿
ろ液←温HCl（1+5）
捨てる
温H2O 40ml洗浄←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5C）
NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
乾燥（赤外線ランプ）
90
Y-β線計測ろ液
捨てる- 144 -

土壌－発煙硝酸法 (3/3)

土壌（100g乾土）
加熱 500℃、5h←Sr 1000mg←HClまたはHNO3 1L
加熱抽出
ろ過（ガラス繊維ろ紙）
温H2O洗浄
ろ液

残留物
捨てる

加熱濃縮
←H2O 1L
加熱←NH4OH
←温H2O
静置
遠心分離
上澄み液

沈殿
←HCl 30ml←H2O 1L
加熱←NH4OH
←温H2O
静置
遠心分離
上澄み液

沈殿
←HCl 30ml←H2O 1L
加熱←NH4OH
←温H2O
静置
遠心分離

上澄み液

沈殿
捨てる

加熱
←H2C2O4 40g←NH4OH
pH4.0～4.2
加熱熟成
静置

次ページへ
土壌－シュウ酸塩法 (1/3)- 145 -

ろ過(No.5C)(NH4)2C2O4(0.2w/v%)洗浄
沈殿

上澄み液
捨てる

加熱 600℃、3h
←HNO3
←H2O
←Fe 20mg
加熱←NH4OH
加熱熟成
静置ろ過(No.5A)
NH4OH(1+100)洗浄
ろ液

沈殿
捨てる

加熱濃縮
←Ba 20mg←CH3COONH4（46w/v %） 2ml←NH4OH(1+1)←CH3COOH（7+13）
pH5.0～5.5
加熱←K2CrO4（30w/v %） 1ml
加熱熟成
静置
ろ過（No.5C）
CH3COONH4（0.6w/v %）洗浄
ろ液
←NaOH 4g←(NH4)2CO3 40ｇ
加熱熟成

沈殿
捨てる

ろ過（25G4）(NH4)2CO3(1w/v%)洗浄
沈殿
ろ液
←HNO3
捨てる
H2O洗浄
加熱濃縮
←H2O2
←Fe 20mg、La 5mg、Y 5mg
加熱←NH4OH
加熱熟成

次ページへ
土壌－シュウ酸塩法 (2/3)- 146 -

ろ過（No.5A）（スカベンジング日時を記録）
NH4OH（1+100）洗浄
ろ液

沈殿
捨てる

加熱
←HNO3 7ml
2週間以上放置←Y 10mg←NH4Cl 10g
加熱←NH4OH
加熱熟成

回収率算出(ICP発光分光分析等)

ろ過（No.5A）（ミルキング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿←HCl（1+1）
温H2O 50ml洗浄←NH4Cl 1g
加熱←NH4OH
加熱熟成

ろ液
←HCl
保存

ろ過（No.5A）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿←HCl（1+1）
温H2O 50ml洗浄←H2C2O4 2g←NH4OH(1+1)
pH1.5

ろ液
捨てる

加温熟成
ろ過（No.5C）
H2O洗浄
沈殿
エタノール洗浄乾燥 110℃、30min
90

ろ液
捨てる

Y-β線計測土壌－シュウ酸塩法 (3/3)- 147 -

灰（生1kg相当）←Sr 50.0mg
←王水
加熱分解
←HNO3
加熱分解
←HCl（1+1） 100～300ml
加熱溶解
ろ過（No.5C）
H2O洗浄
ろ液
←H2O
←NaOH
pH10以上←Na2CO3 10～30g
加熱熟成
静置
傾斜法・遠心分離

沈殿←HCl溶解←H2O
加熱←H2C2O4 10～30g←NH4OH
pH4.0～4.2

残留物
捨てる

上澄液
137
Cs分析に用いることができる

加熱熟成
静置ろ過(No.5C)(NH4)2C2O4(0.2w/v%)洗浄
ろ液
捨てる

沈殿
加熱 600℃、3h←HCl（1+3）
蒸発乾固←HCl（1+23） 200ml
ろ過(No.5C)
HCl（1+23）洗浄←HCl（1+23）
ろ液(500ml)

残留物
捨てる

次ページへ

灰－イオン交換法 (1/3)- 148 -

イ Dowex 50W-X8, 100～200メッシュ, 3cmφ×26㎝
オ 流速 4～6ml/分
捨てる← ン交 ←H2O 30ml
換捨てる←樹
脂 ←CH3COONH4(15.4w/v%)-メタノール(1:1) 1100ml
捨てる← カラ ←CH3COONH4(15.4w/v%) 600ml
ム
蒸発乾固←H2O 10ml←HNO3 10ml
蒸発乾固
←H2O 20ml←Fe 5mg←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（スカベンジング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
ろ液
沈殿←(NH4)2CO3(飽和) 5ml
捨てる
加熱熟成
静置
ろ過（1G4）NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
エタノール洗浄乾燥 110℃、1h
放冷
秤量
回収率算出
2週間以上放置

ろ液
捨てる

次ページへ

灰－イオン交換法 (2/3)- 149 -

←HCl（1+1）←H2O←Fe 5.0mg、Y 50μg
←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（ミルキング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿
ろ液←温HCl（1+5）←HCl
温H2O 40ml洗浄
保存←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿
ろ液←温HCl（1+5）
捨てる
温H2O 40ml洗浄←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5C）
NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
乾燥（赤外線ランプ）
90
Y-β線計測ろ液
捨てる

灰－イオン交換法 (3/3)- 150 -

灰（生1kg相当）←Sr 50.0mg
←王水
加熱分解
←HNO3
加熱分解
←HCl（1+1） 100～300ml
加熱溶解
ろ過（No.5C）
H2O洗浄
ろ液
←H2O
←NaOH
pH10以上←Na2CO3 10～30g
加熱熟成
静置
傾斜法・遠心分離

沈殿←HCl溶解←H2O
加熱←H2C2O4 10～30g←NH4OH
pH4.0～4.2

残留物
捨てる

上澄液
137
Cs分析に用いることができる

加熱熟成
静置
傾斜法

沈殿
←fum.HNO3(1.52)

上澄み液
捨てる

静置
ろ過（1G4）
fum.HNO3（1.45）洗浄
沈殿
←H2O
乾固

ろ液
捨てる

Ca残存の場合←H2O 10ml←H2O←CH3COOH（7+13） 1ml←fum.HNO3(1.52) 26ml
←CH3COONH4（46w/v %） 2ml←Ba 10mg

灰－発煙硝酸法 (1/3)

次ページへ- 151 -

加熱
←K2CrO4（30w/v %） 1ml
加熱熟成
静置
ろ過（No.5C）
温CH3COONH4（0.6w/v %）洗浄
ろ液
沈殿
←NH4OH 1ml
捨てる←(NH4)2CO3(飽和) 5ml
加熱熟成
ろ過（1G4）NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
ろ液←HCl（1+1）
捨てる
H2O洗浄←Fe 5mg←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（スカベンジング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
ろ液
沈殿←(NH4)2CO3(飽和) 5ml
捨てる
加熱熟成
静置
ろ過（1G4）NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
エタノール洗浄乾燥 110℃、1h
放冷
秤量
回収率算出
2週間以上放置

ろ液
捨てる

次ページへ

灰－発煙硝酸法 (2/3)- 152 -

←HCl（1+1）←H2O←Fe 5.0mg、Y 50μg
←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（ミルキング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿
ろ液←温HCl（1+5）←HCl
温H2O 40ml洗浄
保存←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿
ろ液←温HCl（1+5）
捨てる
温H2O 40ml洗浄←NH4Cl 1g←フェノールフタレイン溶液 0.5ml
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5C）
NH4OH(1+100)洗浄
沈殿
乾燥（赤外線ランプ）
90
Y-β線計測ろ液
捨てる

灰－発煙硝酸法 (3/3)- 153 -

灰（生1kg相当）←Sr 1000mg
←王水
加熱分解
←HNO3
加熱分解
←HCl（1+1） 100～300ml
加熱溶解
ろ過（No.5C）
H2O洗浄
ろ液
←H2O
←NaOH
pH10以上←Na2CO3 10～30g
加熱熟成
静置
傾斜法・遠心分離沈殿←HCl(1+1)溶解←H2O
加熱←H2C2O4 10～30g←NH4OH(1+1)
pH4.0～4.2

残留物
捨てる

上澄み液
137
Cs分析に用いることができる

加熱熟成
静置ろ過（No.5C）(NH4)2C2O4(0.2w/v%)洗浄
沈殿

ろ液
捨てる

加熱 600℃、3h
←HNO3
←H2O
←Fe 10mg
加熱←NH4OH
加熱熟成
静置

次ページへ

灰－シュウ酸塩法 (1/3)- 154 -

ろ過(No.5A)
NH4OH(1+100)洗浄
ろ液

沈殿
捨てる

加熱濃縮
←Ba 20mg←CH3COONH4（46w/v %） 2ml←NH4OH(1+1)←CH3COOH（7+13）
pH5.0～5.5
加熱←K2CrO4（30w/v %） 1ml
加熱熟成
静置
ろ過（No.5C）
CH3COONH4（0.6w/v %）洗浄
ろ液
←NaOH 4g←(NH4)2CO3 40ｇ
加熱熟成

沈殿
捨てる

ろ過（25G4）(NH4)2CO3(1w/v%)洗浄
ろ液
沈殿←HNO3（1+1）
捨てる
H2O洗浄
加熱濃縮
←Fe 10mg、La 5mg、Y 5mg
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（スカベンジング日時を記録）
NH4OH（1+100）洗浄
ろ液

沈殿
捨てる

加熱
←HNO3 7ml
2週間以上放置回収率算出(ICP発光分光分析等)

次ページへ
灰－シュウ酸塩法 (2/3)- 155 -

←Y 10mg←NH4Cl 10g
加熱←NH4OH
加熱熟成
ろ過（No.5A）（ミルキング日時を記録）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿←HCl（1+1）
温H2O 50ml洗浄←NH4Cl 1g
加熱←NH4OH
加熱熟成

ろ液
←HCl
保存

ろ過（No.5A）
温NH4OH（1+500）洗浄
沈殿←HCl（1+1）
温H2O 50ml洗浄←H2C2O4 2g←NH4OH(1+1)
pH1.5

ろ液
捨てる

加温熟成
ろ過（No.5C）
H2O洗浄
沈殿
エタノール洗浄乾燥 110℃、30min
90

ろ液
捨てる

Y-β線計測灰－シュウ酸塩法 (3/3)- 156 -

灰（牛乳1L相当）←Ｙ 10mg、Sr 10mg
←王水 40ml
蒸発乾固←HCl（1+1） 25ml
ろ過（No.5B）
HCl(1+1) 10ml、H2O洗浄
ろ液
残留物
←H2O
捨てる
試料溶液(200ml)←HDEHP-トルエン 40ml
振とう(１分)静置(ミルキング日時を記録)
有機層
水層
137
Cs分析に用いることができる←HCl(1+11) 20ml(Sr2+ 5mg含む）
振とう(１分)静置
有機層←HCl(2+1) 20ml
振とう(１分)
静置
水層

水層
捨てる

有機層
←HCl(2+1) 20ml
振とう(１分)
静置
水層

有機層
捨てる

←トルエン 20ml
振とう
静置
水層

有機層
捨てる

蒸発乾固
←HNO3(1+1) 数ml
ろ過(No.5B)
温H2O 50ml洗浄
ろ液←NH4OH(1+1)
pH約8

残留物
捨てる

次ページへ
灰－溶媒抽出法 (1/2)- 157 -

ろ過（No.5A）
NH4OH（1+100）洗浄
沈殿←HNO3（1+1）
温H2O 50ml洗浄←H2C2O4 2g←NH4OH(1+1)
pH1.0～1.5

ろ液
捨てる

加熱熟成
静置
ろ過（No.5C）
H2O洗浄
沈殿
エタノール洗浄乾燥 110℃、30min
90

ろ液
捨てる

Y-β線計測灰－溶媒抽出法 (2/2)- 158 -

付録 5

参考文献

(1) Z. Grahek; Calcium-Strontium Separation by means of Mixed Solvent Anion Exchange;
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 247(2), 297-305(2001).
(2) Z. Grahek, I. Eskinja, K. Kosutic, S. Lulic, K. Kvastek; Isolation of Radioactive
Strontium from Natural Samples: A Semi-Automatic Procedure; Journal ofRadioanalytical and Nuclear Chemistry, 241(3), 617-626(1999).
(3) A. Dyer, I. M. Umar; The Uptake of Radioisotopes onto Clays and Other Natural
Materials Ⅲ. Leaching of Cesium and Strontium from Clays; Journal ofRadioanalytical and Nuclear Chemistry, 242(2), 329-333(1999).
(4) S. K. Samanta; Radiotracer Studies on the Uptake of Strontium by Poly
(Styrene-DVB) Resins Containing Iminodiacetic Acid Groups; Radiochimica. Acta,
86, 155-159(1999).
(5) 茂木; 海底土中のストロンチウムの分析法について; 水路部技報第 16 号, 59-62(1998).
(6) 庄子, 石川, 高橋; イオン交換法による放射性ストロンチウム分析の検討; 宮城県原子力センター年報, 16, 27-32(1997).
(7) Z. Grahek, S. Lulic, K. Kosutic, I. Eskinja, S. Cerjan, K. Kvastek; Separationof Radioactive Strontium from Natural Samples by means of Mixed-Solvent Anion
Exchange; Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Articles, 189(1),141-146(1995).
(8) K. M. Wong, T. A. Jokela, V. E. Noshkin; Radiochemical Procedures for Analysisof Pu, Am, Cs, and Sr in Water, Soil, Sediments and Biota Samples; Lawrence
Livermore National Laboratory(1994).
(9) Z. Grahek, I. Eskinja, S. Cerjan, K. Kvastek, S. Lulic; Separation of Strontium
from Calcium by means of Anion Exchanger and Alcoholic Solution of Nitric Acid;
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Articles, 182(2), 401-413(1994).
(10)R. Stella, M. T. G. Valentini, L. Maggi; A Novel Approach to Ca-Sr Separationin the Determination of 90Sr using Inoragnic Exchangers: An Application toEnvironmental Samples; Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry,
Articles, 161(2), 413-419(1992).
(11)N. Vajda, A. Ghods-Esphahani, E.Cooper, P. R. Danesi; Determination ofRadiostrontium in Soil Samples using A Crown Ether; Journal of Radioanalyticaland Nuclear Chemistry, Articles, 162(2), 307-323(1992).
(12)岩崎, 吉田; 陽イオン交換樹脂カラム法による放射性ストロンチウム分析法の検討,
佐賀県所報, 69-73(1990-1991).
(13)K. Bunzl, W. Kracke; A Simple Radiochemical Determination of 90Sr in Environmental- 159 -

Samples; Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Articles, 148(1),115-119(1991).
(14)L. I. Guseva; Possibilities of Ion-Exchange Methods for Isolation andDetermination of Transplutonium Elements in Environmental Materials; Journal ofRadioanalytical and Nuclear Chemistry, Articles, 143(2), 329-335(1990).
(15)R. Bojanowski, D. Knapinska-skiba; Determindtion of Low-Level 90Sr in
Environmental Materials: A Novel Approach to the Classical Method; Journal ofRadioanalytical and Nuclear Chemistry, Articles, 138(2),207-218(1990).
(16)大木, 池内, 大橋, 野中; 陽イオン交換樹脂カラム法による環境試料中の放射性スト
ロンチウム分析法の検討; 日本分析センター広報 No.13, 28-32(1987).
(17)N. R. Das; Ion Exchange Separation of 90Y from 90Sr using Ascorbic Acid andNitrilotriacetic Acid as Eluents; Journal of Radioanalytical and Nuclear
Chemistry, Articles, 109(2), 413-418(1987).
(18)L. I. Guseva, G. S. Tikhomirova, V. V. Stepushkina; Isolation of Transplutonium
Elements on Ion Exchangers from Solutions of High Salt Concentration; Journalof Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Articles, 90(1), 15-22(1985).
(19)桐田, 高田, 吉清水; 海水の放射性ストロンチウム分析法の検討; 日本分析センター
広報 No.8, 49-54(1983).
(20)桐田, 増田, 庄子, 虻川, 西村; 土壌中 90Sr定量法の検討; 日本分析センター広報
No.2, 29-31(1980).
(21)三橋, 阪上; 牛乳中 90Srの 90Y溶媒抽出による定量; Radioisotopes,26(10),673-678(1977).
(22)R. D. Ibbett; The Determination of Strontium-90 in Environmental Materials by
Ion Exchange and Preferetial Chelation Techniques; Analyst, 92, 417-422 (1967).
(23)J. Korkisch, S. S. Ahluwalia; Cation-Exchange Behaviour Of Several Elements In
Hydrochloric Acid-Organic Solvent Media; Talanta, 14, 155-170(1967).
(24)J. Korkisch, H. Gross; Selective Cation-Exchange Separation of Cobalt in
Hydrochloric Acid-Acetone Solutions; Separation Science, 2(2), 169-176 (1967).
(25)H. Tsubota; The Cation Exchange Adsorption of Calcium and Strontium from an
Ammonium Formate or Ammonium Acetate Solution in Mixtures of Organic Solventsand Water; Bulletin of the Chemical Society of Japan, 38(2), 159-165(1965).
(26)J. S. Fritz, H. Waki, B. B. Garralda; Anion Exchange Separation of Calcium andStrontium; Analytical Chemistry, 36(4), 900-903(1964).
(27)H. Tsubota ; An Ion Exchange Method for the Determination of Cesium-137 andStrontium-90 in Fallout; Bulletin of the Chemical Society of Japan; 36(12),1545-1548(1963).
(28)J. S. Fritz, H. Waki; Anion Exchange Separation of Magnesium and Calcium with
Alcohol-Nitric Acid; Analytical Chemistry, 35(8), 1079-1083(1963).
(29)J. P. Faris, J. W. Warton; Anion Exchange Resin Separation of the Rare Earths,- 160 -

Yttrium, and Scandium in Nitric Acid-Methanol Mixtures; Analytical Chemistry,
34(9), 1077-1080(1962).
(30)坪田; イオン交換樹脂によるストロンチウムおよびセシウムの分離法-降水および落下塵中の人工放射性物質の分析法- (前編) ; 分析化学, 9, 783-790(1960).
(31)坪田; イオン交換樹脂によるストロンチウムおよびセシウムの分離法-降水および落下塵中の人工放射性物質の分析法- (後編) ; 分析化学, 9, 905-909(1960).
(32)垣花, 坪田; イオン交換樹脂使用法 (Ⅱ) ; 分析化学, 9, 791-794(1960).
(33)小島; 塩酸・メタノール混合溶媒中における二，三の金属の陰イオン交換吸着について; 分析化学, 7, 177-180(1958).
(34)小島; 陰イオン交換樹脂によるダイカスト用亜鉛合金の分析法：アルミニウムおよび銅の定量法; 分析化学, 6, 369-375(1957).
(35)Y. Yoshino, Y. Kurimura; Anion Exchange Adsorption of Some Metals from Mixed
Solvents; Bulletin of the Chemical Society of Japan, 30(6), 563-566(1957).

- 161 -

○専門家会合
本分析法の制定は、下記の専門家会合において行った。
・第 1 回

放射能測定法マニュアル等専門家会合

平 成 15 年 6 月 2 日
・第 2 回

文部科学省別館第 1 会議室

放射能測定法マニュアル等専門家会合

平 成 15 年 7 月 7 日

文部科学省別館第 3 会議室（回数は会合設置からの通算回数）（専門委員）石黒秀治(財 )原 子 力 研 究 バ ッ ク エ ン ド 推 進 セ ン タ ー

池沢芳夫(財 )放 射 線 計 測 協 会

江角周一

島根県保健環境科学研究所

木内伸幸

日本原子力研究所

佐藤兼章(財 )日 本 分 析 セ ン タ ー高山裕美

福井県原子力環境監視センター

武石稔

核燃料サイクル開発機構

山本政儀

金沢大学自然計測応用研究センター

渡辺均

核燃料サイクル開発機構○協力者
本 分 析 法 の 制 定 に 関 す る 調 査 検 討 及 び 本 マ ニ ュ ア ル の 作 成 は 、専 門 委 員 他 下 記の方々のご協力を得て行いました。ご尽力に対し深く御礼申し上げます。
五十嵐康人

気象庁

気象研究所

江角

周一

島根県保健環境科学研究所

桐田博史(財 )日 本 分 析 セ ン タ ー

駒村美佐子(独 )農 業 環 境 技 術 研 究 所

佐藤兼章(財 )日 本 分 析 セ ン タ ー

立川圓造(財 )日 本 分 析 セ ン タ ー野中信博(財 )日 本 分 析 セ ン タ ー

樋口英雄(財 )日 本 分 析 セ ン タ ー

藥袋

佳孝

武蔵大学

宮本

哲司

海上保安庁

吉田

善行

日本原子力研究所

渡辺均

核燃料サイクル開発機構（敬称略・五十音順）

文部科学省放射能測定法シリーズ
1. 全ベータ放射能測定法

昭和 51 年 9 月(2 訂)2. 放射性ストロンチウム分析法

平成 15 年 7 月(4 訂)3. 放射性セシウム分析法

昭和 51 年 9 月(1 訂)4. 放射性ヨウ素分析法

平成 8 年 3 月(2 訂)5. 放射性コバルト分析法

平成 2 年 2 月(1 訂)6. NaI(TI) シンチレーションスペクトロメータ機器分析法

昭和 49 年 1 月

7. ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー
平成 4 年 8 月(3 訂)8. 放射性ジルコニウム分析法

昭和 51 年 9 月

9. トリチウム分析法

平成 14 年 7 月(2 訂)10．放射性ルテニウム分析法

平成 8 年 3 月(1 訂)11．放射性セリウム分析法

昭和 52 年 10 月

12．プルトニウム分析法

平成 2 年 11 月(1 訂)13．ゲルマニウム半導体検出器等を用いる機器分析のための試料の前処理法
昭和 57 年 7 月
14．ウラン分析法

平成 14 年 7 月(2 訂)15．緊急時における放射性ヨウ素測定法

平成 14 年 7 月(1 訂)16．環境試料採取法

昭和 58 年 12 月

17．連続モニタによる環境γ線測定法

平成 8 年 3 月(1 訂)18．熱ルミネセンス線量計を用いた環境γ線量測定法

平成 2 年 2 月(1 訂)19．ラジウム分析法

平成 2 年 2 月

20．空間γ線スペクトル測定法

平成 2 年 2 月

21．アメリシウム分析法

平成 2 年 11 月

22．プルトニウム・アメリシウム逐次分析法

平成 2 年 11 月

23．液体シンチレーションカウンタによる放射性核種分析法

平成 8 年 3 月(1 訂)24．緊急時におけるガンマ線スペクトロメトリーのための試料前処理法
平成 4 年 8 月
25．放射性炭素分析法

平成 5 年 9 月

26. ヨウ素-129 分析法

平成 8 年 3 月

27. 蛍光ガラス線量計を用いた環境γ線量測定法

平成 14 年 7 月

28. 環境試料中プルトニウム迅速分析法

平成 14 年 7 月

放射性ストロンチウム分析法
昭和

35 年

制定

昭和

38 年

改訂

昭和

49 年

1月

2訂

昭和

58 年 12 月

3訂

平成

15 年

4訂

平成

15 年 11 月 10 日 第 1 刷

財団法人

7月

発 行

所

日

分

本

析

セ

発行

ン

タ

〒263－0002

千葉県千葉市稲毛区山王町 295‐3

電（043）423-5325（代表）話（043）424-8663（直通）FAX（043）423-4071

ー