PROBADOR DE AISLAMIENTO DE ALTO VOLTAJE CON
AJUSTE VARIABLE.

MODELO 3124
1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD. Este manual de instrucción contiene advertencias y las
reglas de seguridad que se deben observar por el usuario paraconservar y obtener la operación segura del instrumento. Porlo tanto, lea estas instrucciones de funcionamiento con sumo
cuidado y antes de usar el instrumento.
en el instrumento significa que el usuario. El símbolodebe referir a la sección relevante de este manual de
instrucción para la operación segura del instrumento.
. Preste particular atención a todas las ADVERTENCIAS y
PRECAUCIONES en este manual de instrucciones. CUIDADO
indica advertencias para evitar daño físico como un choqueeléctrico y PRECAUCIÓN son instrucciones para no dañar el
instrumento.
1. Las pruebas del aislamiento deben ser realizadas en loscircuitos y el equipo desenergizados (MUERTOS)
solamente.
¡No realice las pruebas en los circuitos
energizados! (VIVOS).
2. Siempre verifique que el circuito o el equipo en el que seva a realizar la prueba no tiene presencia de voltaje(asegúrese de que esta desenergizado). Cerciórese usted
mismo visualmente de que el circuito o el equipo está
desconectado antes de proceder con una prueba delaislamiento. ¡No proceda con ninguna prueba si usted no
esta seguro que el circuito esta desconectado (MUERTO)!
3. Consulte al fabricante del equipo que va a probar si noesta seguro de cómo realizarle pruebas con un probador
de alto voltaje del aislamiento. Algunos de los equipos
pueden contener componentes electrónicos sensibles ypueden ser dañados durante una prueba aplicando unalto voltaje de CD. Consulte al fabricante para las

precauciones que se deben seguir y evitar dañar elequipo bajo prueba.
4. Este probador de aislamiento producirá un alto
voltaje de CD. de 10kV. No toque las puntas deprueba, el circuito ó el equipo bajo prueba durante
la prueba del aislamiento. Evite estimular o dar una
sacudida eléctrica a cualquier persona con este
equipo. El jugar con las puntas de prueba al caballo
y el engañar alrededor pueden dar lugar a una
descarga eléctrica que causa la fibrilación ventricular.
5. No abra el compartimiento de las baterías al estar
realizando las pruebas.
6. SIEMPRE ANTES DE USAR SU EQUIPO examine,las puntas de prueba y accesorios para saber si
hay cualquier muestra de daño ó alguna
anormalidad en el.
Si existen algunas
anormalidades (ejemplo. las puntas de prueba
rotas, la carcasa agrietada, display que no exhibe
la lectura, etc.) no realice ninguna prueba.
7. Nunca haga tierra usted mismo con el conductor
eléctrico de prueba. No toque las puntas de metal,
los entradas, los accesorios, etc. expuestos, quepudieran estar en potencial de tierra. Mantenga
su cuerpo aislado de la tierra usando la ropa seca,
los zapatos de goma, o cualquier material aislante
aprobado.
8. Para evitar descarga eléctrica, tenga cuidado al
trabajar con voltajes mayores a 40V CD. o 20V C.
A. plantean un peligro de choque.
9. Siempre cerciórese de fijar el interruptor de
funciones en la POSICIÓN DE “OFF” y que elbotón de prueba no se encuentra trabado abajo
antes de conectar la punta de prueba a la línea, ala punta de prueba, al circuito ó al equipo bajo
prueba.
10. Para evitar descarga eléctrica, nunca toque elcableado o las conexiones expuestas del circuito, oel equipo bajo prueba.
Después de prueba,también nunca debe de tocar éstos hasta que
usted se asegure de que las cargas almacenadas
hayan sido descargadas en su totalidad. Para
asegurarse
de la descarga total se puede
supervisar por las lecturas del voltaje en el
indicador digital de lectura.
11. Procure no operar
este instrumento en una
atmósfera explosiva (es decir en la presencia deinflamable gas o los humos, vapor o polvo).
12. La calibración y la reparación de cualquier
instrumento se deben realizar solamente por lostécnicos calificados y entrenados del servicio. No
realice la calibración a menos que sea con una
persona que esté entrenada y capaz de rendir losprimeros auxilios y resucitación en caso necesario.
13. No instale las piezas substitutas ni realice
cualquier modificación. En caso de requerirlo
devuelva el instrumento a su distribuidor o centro
de servicio autorizado para que le den servicio y la1

reparación ofrecida asegure que las características deseguridad están mantenidas.
14. El instrumento se debe utilizar por una persona
competente,
entrenadayhacerlo
funcionar
estrictamente de acuerdo con las instrucciones. Los
trabajos eléctricos de los instrumentos de Kyoritsu, Ltd.
no aceptarán la responsabilidad por ningún daño olesión causada por el uso erróneo o el incumplimiento
con las instrucciones o los procedimientos de seguridad.
Es esencial leer y entender las reglas de seguridad
contenidas en las instrucciones. Deben ser observadas
al usar el instrumento.
15. No exponga el instrumento al sol directo, temperaturasa más que 50° C o caída del rocío.
16. Cuando no vaya a ser utilizado el instrumento por un
periodo largo, coloque el instrumento en un almacén
después de retirar las baterías.
17. Para la limpieza del equipo use detergente y un paño
húmedo nunca utilice abrasivos o solventes.
2. CARACTERISTICAS
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

La alarma de la batería advierte alternando su color,
cuando el Voltaje de la batería es bajo.
El indicador de carga de la batería demuestra laterminación de la batería que carga alternando su
color.

3. ESPECIFICACIONES•RANGO DE ALTO VOLTAJE Y VARIACIÓN EN
LAS MEDICIONES DE VOLTAJE.
Voltaje nominal de laprueba1kV~ 10kV / DC (Variable)
O ~1.6G Ω /1 ~ 1OOGΩ

Rangos de Medición(Auto rango)
0.05 ~ 50 G Q

Resistencia+10% of rdg+ 1 % de la longitud
de escala(cuando el voltaje dela prueba estádebajo de 2kV la
Otros Rangos
exactitud no estágarantizada en
50 ~ 100GΩ )De
Aislamiento
Diseñado para el mantenimiento y servicio deinstalaciones industriales, de resistencias, de cables, de Exactitud
transformadores, de generadores y de los dispositivos de±2% del valor ± 2 digits
distribución industriales donde se requieren las pruebas de
Salida de Voltaje
alto voltaje del aislamiento.
(en Circuito Abierto)
Medición de resistencia de aislamiento de alto voItaje
hasta 100GΩ en un voltaje variable entre 1kV y 10kV,
más resistencia de aislamiento en baja tensión de hasta • RANGO DE 1kV/100MΩ
100MΩ en un voltaje fijo de 1kV. La gama de 100MΩ es
Voltaje nominal de lapara realizar mediciones de aislamiento en un cable.
1 kV DC
pruebaEl indicador digital indica voltaje determinado en 100GΩ y
Rangos de Medición
O ~ 100M Ω
el voltaje de la salida. Después de una prueba, también
1
~
1
00
M
demuestra las cargas restantes almacenadas en el circuito
Resistencia±10% de la lecturaΩo el equipo bajo prueba.
± 10% de laAuto rango de lectura fácil con las escalas duales para
De
Otros Rangos longitud de la
Aislamiento
100GΩ que se extienden según el color cifrado para lasescalagamas altas y bajas de la resistencia. Se ilumina el color
en Circuito
Exactitud
1Kv ±10%de la gama que indica cual es el rango de operación.
Abierto
Después de la prueba, descarga automáticamente las
Mejor que 1kV±
Salida de Voltaje En 10MΩ
cargas almacenadas en el circuito bajo prueba.
La
45%terminación de descarga se puede supervisar por laslecturas del voltaje del indicador digital.
• INDICADOR DE LA SALIDA DE VOLTAJE Y
Terminal de salida para suministrar voltaje de CD. en
DEL VOLTAJE DEL SISTEMA.
proporción con el voltaje de la prueba y para probar la
corriente para la conexión al equipo tal como unregistrador.
Diseñadopara el mantenimiento y servicio deinstalaciones industriales, de cables, de transformadores,de generadores y de los dispositivos de distribución• SALIDAS DEL VOLTAJE DE C.D. PARA LOS
industriales donde se requieren las pruebas de alto voltaje
REGISTRADORESdel aislamiento.
RANGOS DE MEDICIÓN
0 ~ 10 kV CD
Opera por baterías de Níkel-Cadmium que se recargan dela corriente alterna de 127V y pueden ser recargadas de la
Exactitud±2% de lectura ±2 digitos
fuente de la batería del coche.
Durante pruebas de aislamiento, el zumbador advierte lapresencia del alto voltaje.

2

MAXIMO VOLTAJE:CONSUMO DE CORRIENTE:

5000V C. A. por 1 minuto entre el circuito y la caja decubierta.

80mA aprox. En estado de espera.
250mA aprox. En operación.
Salida de voltaje
CORRIENTE DELINEA -TIERRASalida Voltaje
VOLTAJE DE LINEA-TIERRA

100mV CD/10µ A
100 mV CD 1kV

ALARMA DE BATERIA:
Cuando el voltaje de la batería baja, el alarma de la batería
que ilumina (ALARMAR de BATT.) alterna su color deverdes, amarillos y rojo. En el umbral del voltaje entre verde
y amarillo, y amarillo y rojo es aproximadamente 9.6 V y
9.1 V respectivamente. El amarillo demuestra que lasbaterías necesitan ser cargadas y el rojo indica que elinstrumento es in-operable.
CARGA DE LA BATERÍA
INDICACIONES:
Mientras que carga, el indicador de carga de la batería(BATT. CHARGE) ilumina en rojo y da vuelta en verde para
indicar la terminación de la carga. El umbral del voltaje es e
11V. (la corriente de carga aproximadamente es de 250mA
en caída y aproximadamente 30mA después de completarse
la carga).
AUTO-APAGADO:El instrumento automáticamente se apagara cuando laenergía de la batería se encuentre debajo de 9,0 a 8.5V. El
instrumento es in-operable a menos que se carguen lasbaterías. (esta función es proporcionada para proteger lasbaterías contra daño por descarga excesiva.
TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA GARANTIZAR
EXACTITUD:
23°C+5°C a 85% Máx. en humedad relativa.
TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA SUFUNCIONAMIENTO:
0 ~ 40 ºC a 85% máx. Humedad relativa.
TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA EL ALMACENAJE:

ALIMENTACION :8Pzs. De batería recargable de níquel KR15/51(1EC285)(1).- Corriente nominal• Voltaje nominal clasificado 1.2V de lacapacidad 700mAh (velocidad de descarga
0.2 C mA )(2).- Condiciones de carga.
• Vea la sección 7 para la carga de la batería.
(3).- Condiciones de almacenaje.
• En una temperatura de -20°C~+30°C y
humedad baja, donde no exista ningún gas
corrosivo.
(4).- Vida de la Batería.
• El número de pruebas no es menor a 500,
bajo condiciones apropiadas de carga,
descarga y almacenaje. Cuando el número
de mediciones de una carga disminuye, el
reemplazo de la batería es necesario. (Veapara el reemplazo de la batería la sección8.)NÚMERO TÍPICO DE PRUEBAS:
Con las baterías incorporadas, de 20 a 30 mediciones
con duración de 5 minutos por una carga,
dependiendo de las condiciones de operación.
ACCESORIOS:
Modelo 9069 Maleta de transporte.
Modelo 8079 Cargador de Batería. (200VCA)
Modelo 7084 Puntas de Prueba para Tierra y Guarda.
Modelo 7082 Punta para el registrador.
Modelo 7083 Punta para cargador de Batería.
8 Pzs. De batería recargable de níquel KR15/51(1EC285)
Ya instaladas.
Manual de Instrucciones.
DIMENSIONES:
200 (L) x 140(W) x 80 (D) mm.
PESO:
1500grms. Aproximadamente.
MODELO-3124
CARACTERISTICAS

TípicaSalidadeVoltaje-20ºC ~ 60ºC a 75% máx.
RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO:
1000MΩ min. a 1000V entre el circuito eléctrico y lacubierta.

3

NOTA
DESPUÉS DE DESEMPAQUETAR Y ANTES DE USAR EL
INSTRUMENTO, COLOQUE LAS BATERÍAS PARACARGARLAS SEGÚN LA SECCIÓN 7 CARGA DE
BATERÍA. SI NO EL INSTRUMENTO NO ES OPERABLE.
UNA VEZ INSTALADAS LAS BATERÍAS RECARGABLES.
ADVERTENCIASRESISTENCIA DEL AISLAMIENTO BAJO PRUEBA (Ω)
4. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO
1 – PROBADOR DE LINEA.
2 – TERMINAL DE GUARDA.
3 – TERMINAL DE TIERRA.
4 – ALARMA DE BATERÍA.
5 – INDICADOR DE CARGA DE BATERÍA.
6 – ESCALA ALTA PARA RANGO DE 100 G Ω.
7 – ESCALA BAJA PARA RANGO DE 1.6 G Ω.
8 – ESCALA PARA RANGO DE 100 M Ω.
9 – INDICADOR DE ESCALA ALTA.
10 –INDICADOR DE ESCALA BAJA.
11 –INDICADOR DE LA SALIDA DE VOLTAJE Y DE VOLTAJEDEL SISTEMA.
12 –TORNILLO PARA AJUSTE A CERO DE LA ESCALA.
13 –TERMINAL PARA RECARGA DE BATERÍAS.
14 – TERMINAL DE SALIDA A REGISTRADOR.
15 – BOTÓN PARA REALIZAR LA MEDICIÓN.
16 – INTERRUPTOR DE FUNCIONES.
17 – PERILLA PARA FIJAR EL VOLTAJE.

SIEMPRE EXAMINE SU INSTRUMENTO, LAS PUNTASDE PRUEBA Y ACCESORIOS PARA SABER SI HAY
CUALQUIER MUESTRA DEL DAÑO O ANORMALIDADANTES DE USARLO.
SI EXISTEN ALGUNASCONDICIONES ANORMALES (EJE. PUNTAS DE PRUEBAROTAS, CUBIERTA AGRIETADA, DISPLAY ILEGIBLE,
ETC.), PROCURE NO REALIZAR NINGUNA PRUEBA.
DESPUÉS CERCIORE QUE EN CADA PRUEBA DELAISLAMIENTO O CADA USO DEL INSTRUMENTO, QUE
EL INTERRUPTOR DE LA FUNCIÓN ESTÉ FIJADO A LAPOSICIÓN DE REPOSO Y EL BOTÓN DE PRUEBA NO
SE ENCUENTRE PRESIONADO Y TRABADO ABAJO. SI
NO, EL ALTO VOLTAJE PUEDE SER GENERADO YCAUSAR UNA GRAN SACUDIDA ELÉCTRICA ( SHOCKELÉCTRICO).
5.1 AJUSTE DE MECANISMO A CERO
Con el interruptor en la función de apagado,
compruebe que el indicador del medidor se alinea conla marca “∞” de la escala. Si no, ajústela rotando eltornillo hasta ajustarlo a cero.
5.2 CONECCIÓN DE PUNTASConecte la punta de la tierra (verde) en la terminal dela tierra del instrumento. En caso de ser necesario,
conecte la punta-guarda (Negra) en la terminal delprotector del instrumento. (Véase la sección 6-3 paraver cómo utilizar la terminal del protector)
5.3 REVICIÓN DE BATERIA
Cerciórese de que el botón de prueba no esté
trabado asía abajo y fije el interruptor de
Funciones a la posición de 1kV/el 100MΩ.
Si la alarma de la batería se ilumina en verde,
proceda al paso (4). Si es amarillo o rojo, carguelas baterías. (Sección 7 para la batería que carga)
NOTA
El amarillo significa que la carga de labatería es la requerida y el rojo demuestra
que el instrumento es inoperante.

5. PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA

Si la alarma de la batería no se enciende o elindicador digital no funciona, compruebe si lasbaterías están instaladas correctamente. Si es así
cargue las baterías.

4

NOTA
El instrumento se apagara automáticamente
cuando el voltaje de la batería se encuentre
debajo de 9.0 a 8.5V. El instrumento no es
operable a menos que se recarguen las baterías.
Fije el interruptor en la posición de APAGADO (OFF).
6. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
ADVERTENCIAS(5) Fije el interruptor de funciones en la posición “H. V.
OUT” y presione el botón de prueba.
(6) Cuando el indicador (VERDE) de la escala alta se
ilumina, lea la escala alta marcada en verde,
cuando el indicador de la baja (ROJA) se ilumine
entonces lea la escala baja marcada en rojo.
Si una indicación de la resistencia del aislamiento varía
al probar un cable que contenga la alta capacitancia,
después de leída la indicación llegue a ser estable.
Para la operación continua, presione el botón deprueba y déle vuelta a la derecha para trabarla abajo.
Para lanzar el botón, déle vuelta a la izquierda.

LAS PRUEBAS DEL AISLAMIENTO DEBEN SER REALIZADAS
ADVERTENCIASSOLAMENTE CON LOS CIRCUITOS Y EL EQUIPO DESENERGIZADOS (MUERTOS). ¡NO REALICE PRUEBAS CON
NUNCA HAGA TIERRA USTED MISMO CUANDO REALIZALOS CIRCUITOS ENERGIZADOS (VIVOS)!
PRUEBE SIEMPRE EL CIRCUITO Ó EL EQUIPO PARA PRUEBAS ELÉCTRICAS, NO TOQUE EL METALASEGURARSE DE QUE NO HAY PRESENCIA DE VOLTAJE. EXPUESTODEINSTALACIONESDETUBOS,
CERCIÓRESE USTED MISMO VISUALMENTE DE QUE EL ACCESORIOS, ETC., QUE PUDIERON ESTAR EN EL
CIRCUITO O EL EQUIPO ESTÁ DESCONECTADO ANTES DE POTENCIAL DE TIERRA.
MANTENGA SU CUERPOPROCEDER CON UNA PRUEBA DEL AISLAMIENTO. ¡NO AISLADO DE LA TIERRA USANDO LA ROPA SECA, LOS
PROCEDA CON NINGUNA PRUEBA SI USTED NO ES ZAPATOS DE GOMA, LAS ESTERAS DE GOMA, O
SEGURO DE QUE EL CIRCUITO ESTA MUERTO!
CUALQUIER MATERIAL AISLADOR APROBADO.
CONSULTE EL FABRICANTE DEL EQUIPO QUE USTED VA A
PRECAUCIÓNPROBAR SI USTED NO ESTA SEGURO DE CÓMO PROBAR EL
AISLAMIENTO CON UN PROBADOR DE ALTO VOLTAJE.
ALGUNOSEQUIPOSCONTIENENCOMPONENTES SI UNA INTERRUPCIÓN DEL AISLAMIENTO HA
ELECTRÓNICOS SENSIBLES QUE SE PUEDEN DAÑAR OCURRIDO EN EL CIRCUITO, EQUIPO Ó CABLE BAJODURANTE UNA PRUEBA APLICANDO UN ALTO VOLTAJE DE PRUEBA, LA INDICACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL
CD. CONSULTE AL FABRICANTE PARA LAS PRECAUCIONES AISLAMIENTO BAJA A CERO O SU VALOR APROXIMADOQUE SE DEBEN SEGUIR PARA EVITAR UN DAÑO AL EQUIPO. EN EL ESCALA BAJA. DESTRABE INMEDIATAMENTE ELBOTÓN DE PRUEBA Y ESPERE HASTA QUE EL DISPLAY
6.1 PRUEBAS EN LOS RANGOS DE 1KV~10KV/100 G
DIGITAL LEA CERO.
ENTONCES DEVUELTA ALΩ
INTERRUPTOR DE FUNCIONES A LA POSICIÓN DE
APAGADO.
ADVERTENCIAS(7) Destrabe le botón de prueba y espere hasta que laexhibición en el display digital lea cero.
CERCIÓRESE DE SIEMPRE FIJAR EL INTERRUPTOR EN LAFUNCIÓN DE APAGADO Y EL BOTÓN DE PRUEBA NO ESTEADVERTENCIATRABADO ASÍA ABAJO ANTES DE CONECTAR LA PUNTA DEPRUEBA A LA LÍNEA O CONDUCIR LA PUNTA AL CIRCUITO OPARA EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA,
AL EQUIPO BAJO PRUEBA. NO ABRA LA CUBIERTA DEL
NUNCA
TOQUE
EL
CABLEADOÓLASCOMPARTIMIENTO DE LAS BATERÍAS AL REALIZAR LASPRUEBAS DE MEDICIÓN.
CONEXIONES EXPUESTAS DEL CIRCUITO,EQUIPO Ó CABLE BAJO PRUEBA. DESPUÉS DE(1) Cerciórese de que el interruptor de Funciones está fijado
LA PRUEBA, NUNCA TOQUE ÉSTOS HASTA QUE
en la POSICIÓN DE APAGADO y el botón de prueba no
USTED ESTE SEGURO DE QUE EN EL DISPLAY
está trabada hacia abajo.
LEA
CERO
INDICANDO
QUE
HAYA(2) Conecte el clip de la punta de la tierra (verde) con el
DESCARGADO EN SU TOTALIDAD LAS CARGAS
punto de la tierra del circuito, del equipo o del cable
ALMACENADAS. LA DESCARGA SE PUEDE
bajo prueba. En caso de necesidad, conecte el clip de laSUPERVISAR POR LAS LECTURAS DEL VOLTAJE
punta del protector (negro) con un punto apropiado.
EN EL DISPLAY.
(véase la sección 6-3 para saber cómo utilizar laterminal del protector)(8) Fije el interruptor en la función de APAGADO y(3) Conecte la punta de prueba (roja) de la línea con el
desconecte las puntas de prueba del circuito,
circuito, del equipo o el cable bajo prueba.
equipo o cable bajo prueba.
(4) Fije el interruptor de funciones en la posición “H. V.
SET” y fije el voltaje de salida con la perilla asignada. El
6.2 PRUEBAS EN LOS RANGOS DE 1kV/100MΩ.
voltaje fijado se muestra en el display digital.

5

ADVERTENCIASCERCIÓRESE DE SIEMPRE FIJAR EL INTERRUPTOR DE
FUNCIONES EN LA POSICIÓN DE APAGADO Y EL BOTÓN
DE PRUEBA NO ESTE TRABADO HACIA ABAJO ANTES DE
CONECTAR LA PUNTA DE PRUEBA A LA LÍNEA, CIRCUITO Ó
EQUIPO BAJO PRUEBA. NO ABRA EL COMPARTIMIENTO DE
LAS BATERÍAS AL REALIZAR LA PRUEBA.
1. Cerciórese de siempre fijar el interruptor de funciones
en la POSICIÓN DE APAGADO y el botón de prueba no
este trabado hacia abajo antes de conectar la punta deprueba a la línea, circuito ó equipo bajo prueba.
2. Conecte la punta de la tierra (verde) con el punto de latierra del circuito, del equipo o del cable bajo prueba.
En caso de ser necesario, conecte la punta del protector(negro) con un punto apropiado (véase la sección 6-3
para cómo utilizar el terminal del protector)
3. Conecte la punta de prueba de la línea (roja) a el
circuito, conductor del equipo o de cable bajo prueba.
4. Presione el botón de prueba y lea la escala de 100MΩ(la escala interna).
Para la operación continua, presione el botón de prueba ydéle vuelta a la derecha para trabarla abajo. Para lanzar elbotón, déle vuelta a la izquierda.
ADVERTENCIASNUNCA HAGA TIERRA USTED MISMO CUANDO REALIZAPRUEBAS ELÉCTRICAS, NO TOQUE EL METAL EXPUESTO DE
INSTALACIONES DE TUBOS, ACCESORIOS, ETC., QUE
PUDIERON ESTAR EN EL POTENCIAL DE TIERRA. MANTENGASU CUERPO AISLADO DE LA TIERRA USANDO LA ROPA SECA,LOS ZAPATOS DE GOMA, LAS ESTERAS DE GOMA, O
CUALQUIER MATERIAL AISLADOR APROBADO.
PRECAUCIÓN
SI UNA INTERRUPCIÓN DEL AISLAMIENTO HA OCURRIDO EN
EL CIRCUITO, EQUIPO Ó CABLE BAJO PRUEBA, LA
INDICACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO BAJA A
CERO O SU VALOR APROXIMADO EN LA ESCALA BAJA.
DESTRABE INMEDIATAMENTE EL BOTÓN DE PRUEBA YESPERE HASTA QUE EL DISPLAY DIGITAL LEA CERO.
ENTONCES DE VUELTA AL INTERRUPTOR DE FUNCIONES A
LA POSICIÓN DE APAGADO.
5. Destrabe eL botón de prueba y espere hasta que laexhibición en el display digital marque cero.
ADVERTENCIA

6. Fije el interruptor en la función de APAGADO ydesconecte las puntas de prueba del circuito,
equipo o cable bajo prueba.
6.3 CÓMO UTILIZARPROTECTOR.

LATERMINAL

DEL

En pruebas del aislamiento del cable, enrolle unalambre conductor alrededor del aislamiento del cablebajo prueba y conéctelo con la terminal del protector
con la punta del protector según fig. 2. Éste debe
moverse fuera de la resistencia superficial de la salidadel aislamiento del cable para hacer los resultados dela prueba exactos.

FIG.2
7. CARGA DE LA BATERÍA
7.1 CUÁNDO CARGAR LAS BATERÍAS?
I. Sí la alarma de la batería cambia su color de verdea amarillo o el rojo durante una prueba delaislamiento, las baterías deben de ser recargadas
según sección 7.2.
El verde demuestra que el voltaje de la batería es
suficiente, amarillo indica que las baterías necesitan
ser recargadas y el rojo advierte que el instrumento se
apagara. Cuando el voltaje de la batería se encuentra
debajo de 9.0V a 8.5V, automáticamente la función deauto-apagado deja al instrumento en la condición deinoperante.

PARA EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NUNCATOQUE EL CABLEADO Ó LAS CONEXIONESEXPUESTAS DEL CIRCUITO, EQUIPO Ó CABLE BAJOPRUEBA.
TAMBIÉN DESPUÉS DE LA PRUEBA, II. Si el instrumento no funciona con el interruptor de
funciones fijado en 1kV/100MΩ o en la posición de
NUNCA TOQUE ÉSTOS HASTA QUE USTED ESTE
H.V., entonces recargue las baterías según a la
SEGURO DE QUE EN EL
DISPLAY LEA CERO
sección 7-2.
INDICANDO QUE HAYA DESCARGADO EN SU
TOTALIDAD LAS CARGAS ALMACENADAS. LA
DESCARGA SE PUEDE SUPERVISAR POR LAS
7.2 CÓMO CARGAR LAS BATERÍAS
LECTURAS DEL VOLTAJE EN EL DISPLAY.

6

A. Fije el selector de funciones en la posición de APAGADO
B. Enchufe el cargador de la Batería a la toma de corrienteo conecte los clips rojo y negro para recargarlas a una
batería convencional de carro colocando las puntas enel + y el – respectivamente.
C. Cuando conecte el cargador a la corriente o a la batería
el indicador (BATT. CHARGE) comenzara a iluminarse enrojo.
D. Espera en la mayoría 10 horas. El tiempo de carga
depende del voltaje restante de la batería. El indicadorde carga de la batería cambia a verde para demostrarque se ha cargado las baterías en un 80% y 5 horas
más llevan a la terminación de la carga.
PRECAUCIÓN

9. ALMACENAJE DE LAS BATERÍAS DE NICKELCADMIUM
Después de remover las baterías del instrumento,
almacénelas en condiciones ambientales a una
temperatura de -20°C ~ +30°C y humedad baja, donde
no haya gas corrosivo. Si no, las Baterías se pueden
descargar o enmohecer. Después de un período largo
de almacenaje, la capacidad de las baterías puede
disminuir a un cierto grado y por lo tanto reduce elnúmero de pruebas. Sin embargo, después de varias
cargas y descargas los ciclos de mediciones son menoresa antes del almacenaje. Después que el período dealmacenaje excede un año, cargue las baterías por lomenos una vez al año para prevenir fuga de corriente odaños causados por la descarga excesiva.

SE RECOMIENDA CARGAR LAS BATERIAS EN UNATEMPERATURA AMBIENTE DE 10°C~30°C NO REALICE LACARGA EN UN TEMPERATURA DE BAJO DE O°C O ARRIBA
DE 40°C. SI NO LAS BATERÍAS SERÁN DAÑADAS.
UTILICE EL CARGADOR INCLUIDO O AQUELLOS QUETIENEN INCORPORADA POLARIDAD POSITIVA (+) EN LA
PARTE EXTERNA DEL ENCHUFE Y CLASIFICADA EN:
SALIDA DE VOLTAJE CD. 12V
SALIDA DE CORRIENTE CD. 0.5 A
O CARGAR DE BATERIA DE COCHE 12V CD
SI NO LAS "BATERÍAS PUEDEN ESTAR DAÑADAS.

10. CONEXIÓN A LOS REGISTRADORES

E. Después de cargar, desconecte el enchufe del cargador
de batería o los clips de la batería.

),

ADVERTENCIANO REALIZE PRUEBAS DEL AISLAMIENTO MIENTRAS QUESE CARGAN LAS BATERÍAS. ESTO PUEDE SER PELIGROSO.
8. REEMPLAZO DE BATERÍA
El gran número de pruebas (véase el número típico depruebas, en ESPECIFICACIONES) disminuye la carga ydemuestra que la vida útil de las baterías ha alcanzado su
extremo. En este caso, substituya las baterías como se
indica a continuación.
Afloje el tornillo del compartimiento de batería que seencuentra en la parte trasera del instrumento y quite lacubierta.
Substituya las ocho baterías por baterías recargables delNíkel Cadmium de 1.2V tipo KR 15/51 (IEC285). Las
Ocho baterías deben de ser del mismo tipo y marca.
PRECAUCIÓNNO UTILICE BATERÍAS DE MANGANESIO Ó BATERÍAS
ALKALINAS, LAS CUALES PUEDEN CAUSAR DAÑO AL
INSTRUMENTO.

La salida de voltaje de CD. puede ser obtenido
insertando las puntas del registrador en la terminal desalida para los registradores. Las puntas proporcionan
voltajes de CD en proporción con la corriente y el
voltaje entre el terminal de la TIERRA y de la LÍNEA
como sigue;
ENCHUFESAZUL ( +NEGRO ( - )ROJO ( +NEGRO ( - )),SALIDA DE VOLTAJE
CD 100Mv/10µA línea de
CORRIENTE- TIERRA
CD 100Mv/1Kv línea de
VOLTAJE - TIERRAKYORITSU SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIARESPECIFICACIONES O LOS DISEÑOS DESCRITOS EN
ESTE MANUAL SIN AVISO Y SIN OBLIGACIONES.
CÓMO RESTAURAR LAS BATERÍAS RECARGABLES
Las baterías Níkel-Cadmium sirven para más de 500
ciclos de carga y descarga. Pero su capacidad puede
reducir bastante antes de que su vida llegue al límite.
Usted puede restaurarlas con los siguientes pasos.
Fije el selector de funciones en el rango de 100MΩ
ó Salida de Alto Voltaje ( H.V. SET). Sin presionar
el Botón de Prueba.
Deje el instrumento hasta que llega a serinoperante.
Fije el selector de funciones en la posición de
APAGADO.
Recargue las Baterías (Según sección 7).
LOS SIGUIENTES PASOS HACEN EL TIEMPO DE
ESPERA MÁS CORTO
1. Cortocircuite la línea de Prueba y la línea deTierra.
2. Posicione el selector de funciones en 100MΩ ypresione el botón de prueba fijándolo asía abajo.

7

ADVERTENCIA
EVITE TOCAR LAS EXTREMIDADES DE LAS PUNTAS DE
PRUEBA, SI NO SUFRIRA UN CHOQUE ELÉCTRICO.
3. Deje el instrumento hasta que llega a ser inoperante.
4. Libere el botón de prueba y fije el interruptor de
funciones en APAGADO.
5. Carga las baterías. (véase la sección 7 para la recargade baterías.)NOTA:
EL DESCARGAR COMPLETAMENTE UNA BATERÍA PUEDE
REDUCIR TEMPORALMENTE LA CAPACIDAD DE UNABATERÍA RECARGABLE NICKEL-CADMIUM. LA CAPACIDADDISMINUYE DESPUÉS DE QUE LA BATERÍA SE DESCARGUEABAJO DE 1V.
FABRICANTE:KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.
N.5-20, Na Kane 2-chome, Meguro-ku Tokyo 152 Japan
Phone: (03) 3723-0131 Telex: 02-46-6703
Fax (03) 3723-0512 Cable Addross: “ KYORITSUKEIKI”
TOKYO
Factories: Tokyo, Uwajima & Ehime.

8