DATI TECNICI
XmaticCapacitàCampioni singoli

NoPortacampioni

Diametro: 140 mm. per disco MD da 250 mm.
Diametro: 160 mm. per disco MD da 300 mm.

Stazione di prelevigatura piana
ad alta velocità

Diametro

270 mm.

Velocità

1.450 gpm

Rimozione del materiale

0,05 - 6 mm., variabile in incrementi di 0,05 mm.

Direzione di rotazione

In senso orario

Sistema di ricircolo

Si

Potenza motore

Stazione MD di prelevigatura elucidatura

Continuo (s1)2,2 kW

Diametro

250 o 300 mm.

Velocità di rotazione

50 - 600 gpm (1.000 gpm durante la centrifuga)

Direzione di rotazione

In senso orario

Potenza motore

Maschera di trascinamento
Maschera di trascinamento

Continuo (s1)

1,5 k W

Portacampioni

Applicabile solo con i porta-etichette RFID

Peso max.

4 kg (8,8 lb) incluso portacampioni

Altezza campione max.

40 mm.

Sporgenza massima del campione sotto il supporto

6 mm.

Forza

50 - 500 N con incrementi di 10 N

Precisione della forza+/-10% fino a 100 N, +/-10 N su valori più alti

Velocità di rotazione
in corso

50 - 300 gpm, variabile in incrementi da 10

durante l'asciugatura

1.200 gpm

Direzione di rotazione

In senso orario, In senso antiorario

Motore1,1 kW

Coppia motrice

7,3 Nm a 150 rpm

Giostra di carico

Numero di portacampioni

8

Elevatore MD

Numero di superfici MD8

Stazione di pulizia

Acqua ad alta pressione

40 barAlcol e sapone

SiDATI TECNICI
XmaticFunzionalità

Rimozione del materiale

0,05 - 6 mm. su stazione MD di prelevigatura e lucidatura

Ravvivatura della mola di prelevigatura ad alta rimozione

Punta di diamante automaticaRavvivatura di superfici MD

Automatico (punta di diamante/bastoncino di ossido dialluminio)

Dosaggio automatico

7 pompe per sospensione OP o DP
1 espulsore per alcool per la stazione di pulizia
1 espulsore per sapone per la stazione di pulizia
Pulizia automatica dei tubi di dosaggio

Opzioni

Software ed elettronica

Stazione di prelevigatura piana ad alta velocitàSì

Pulizia ad ultrasuoni

SiRicircolo per la stazione di prelevigatura/lucidatura MDSìSchermo tattile

Capacitivo

Display

LCD, 12,1" (1280 x 800)

Norme/direttive/legislazione disicurezza

Consultare la dichiarazione di conformità/manuale di istruzioni Consultare la dichiarazione di conformità/manuale diistruzioni.

PORTATAPer informazioni su REACH, contattare la sede Struers locale.

Ambiente lavorativo

Temperatura ambiente
Durante il funzionamento

5 - 40°C (41 - 104°F)

Durante il trasporto-25°C - 55°C (trasporto)-25°C - 70°C (max. 24 ore durante il trasporto)

Alimentazione idrica(erogazione dell'acqua)

Uscita acque reflue

Alimentazione dell'aria
compressa

Umidità35 - 85 % RH senza condensa

FlussoMin. 10 l/m (2,6 gpm)

Ingresso dell'acqua, collegamento

3/4"Pressione

2 - 9,9 bar (29 - 143 psi)

Diametro

50 mm. (1,97")

Altezza uscita

50 cm. (19,7") sopra il pavimento

Distanza massima dallo scarico

600 cm.

Pendenza

Dimensione fusibile 8%Pressione

6 - 9,9 bar (87 - 143 psi)

FlussoDimensione fusibile 200 l/m (53 gpm)

Qualità raccomandata

Classe-3, come specificato in ISO 8573-1

DATI TECNICI
XmaticAlimentazione

Voltaggio/frequenza

220 V/430 V +/-10% (50/60 Hz)

Ingresso alimentazione

15 AAlimentazione
Carico nominale

1,5 KW

Inattività

195 W

Corrente

Aspirazione

Dimensioni e peso

Categorie dei circuiti disicurezza/Livello delleprestazioni

Nominale

6 A/4 AMax.

15 A/7,5 A

Potenza, carico max

4,6 A

Diametro

100 mm. (2")

Capacità raccomandata

250 m³/h (8.830 ft³/h)

Larghezza242,5 cm. (95,5")Profondità

75,0 cm. (29,5")

Altezza

189,0 cm. (74,4")

Altezza (con copertura aperta)

244,0 cm (96,0")

Peso

960 kg (2.116,4 lb)

SF-1
Arresto d'emergenza

PL c, Categoria 1

SF-2
Interblocco di protezione da abrasione

PL d, Categoria 3

SF-3
Funzione di velocità limitata, molaPL d, Categoria 3

SF-4
Funzione di velocità limitata, maschera di trascinamento

PL d, Categoria 3

SF-5
Interblocco del coperchio protettivo principale, movimenti
pericolosi

PL d, Categoria 1

SF-5A
Interblocco del coperchio protettivo principale, acqua edetanolo

PL c, Categoria 3

SF-6
Interblocco del coperchio protettivo principale con
dispositivo di blocco

PL a, Categoria bSF-7Dispositivo di blocco dello sportello del cambio MD

PL c, Categoria 3

Categoria arresto 0

Categoria arresto 0

Categoria arresto 0

Categoria arresto 0

Categoria arresto 0

Categoria arresto 0

Categoria arresto 0

Categoria arresto 0

DATI TECNICI
XmaticSF-8
Dispositivo di blocco dello sportello del cambio MD

PL c, Categoria 1

SF-9Interblocco degli sportelli della giostra di carico verticale

PL d, Categoria 3

SF-10
Blocco degli sportelli dell'unità di ricircolo, stazione MD

PL d, Categoria 1

SF-11
Blocco degli sportelli dell'unità di ricircolo, stazione moladi prelevigatura

PL d, Categoria 1

SF-12
Timer aspirazione

PL d, Categoria 1

Livello di rumorosità

Livello di pressione delle emissioni sonore ponderato A
nelle postazioni di lavoro

LpA = 64,4 dB(A) (valore misurato). Incertezza K = 4 dB

Livello di rumorosità

Livello di pressione sonora equivalente ad ultrasuoni(livello equivalente agli ultrasuoni)

Lteq, T=95,2 dB (valore misurato). Incertezza K = 2 dB

Livello di rumorosità

Le cifre riportate rappresentano i livelli di emissione e non necessariamente i livelli di sicurezza di lavoro. Anche seesiste una correlazione tra i livelli di emissione e di esposizione, questa non può essere usata in modo affidabile per
determinare se sono necessarie o meno ulteriori precauzioni. I fattori che influenzano il reale livello di esposizione delpersonale comprendono le caratteristiche del laboratorio e altre fonti di rumore, come il numero di macchine e altri
processi adiacenti.

Categoria arresto 0

Categoria arresto 0

Categoria arresto 0Categoria arresto 0

Categoria arresto 0Tuttavia, i livelli di esposizione ammissibili possono variare da paese a paese. Queste informazioni, inoltre, permettono
all'addetto alla macchina di valutare meglio rischi e pericoli.
Livello di vibrazione

Emissione vibrazioni dichiarata

N/ADoc. N.: 16887750_A_it
Data di rilascio: 2022.05.01