日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)の核燃料物質使用変更許可申請等について照射燃料試験施設（AGF）における核燃料物質の使用等の終了に関する記載の見直し等

令和3年11月10日
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
大洗研究所 燃料材料開発部
1

【AGFの変更申請内容】
核燃料物質の使用等が終了した設備について、記載の削除等の変更を行う。主な変更内容
は9頁以降に記載した①～⑫のとおり。使用が終了したグローブボックス、試験機器等は除染作業を実施し、解体、撤去を行う。No.11、No.12セルについては、維持管理設備として管理する。
【使用等が終了した設備】
・No.11セル及び微小分析装置
・No.12セル、セル内ボックス及び金属顕微鏡・コンベア装置
・No.11グローブボックス及び廃液処理装置
・No.16グローブボックス、元素分析装置及び放射線計測装置
・試料入りキャスク置場
・廃液輸送管・クレーン設備

上記の設備削除において、使用施設の安全設計（閉じ込め、遮蔽・被ばく、臨界等）に変更はない。
2

【解体、撤去する設備の概要】
対象設備等

場所別使用方法

汚染の有無

解体、撤去の予定

汚染あり

・セル内の除染作業を実施し、維持管理設備とする。
・試験機器（微小分析装置）については、除染作業を実施し、解体、撤去を行う。

研磨及び腐食した埋込試料の顕微鏡観察及び写真撮影

汚染あり

・セル内の除染作業を実施し、維持管理設備とする。
・セルボックス内及び試験機器（金属顕微鏡）については、除染作業を実施し、解体、撤去を行う。

放射性廃液の処理

核燃料物質使用実績がないため、汚染なし

・給排気系統から切り離して解体、撤去を行う。

No.11セルの内・微小分析装置

試料、MA試料等の微小分析

No.12セルの内・No.12セル内ボックス
・金属顕微鏡・No.11グローブボックス
及び廃液処理装置

・No.16グローブボックス
及び元素分析装置

試料、MA試料等の元素分析

汚染あり・グローブボックス内の除染作業を実施し、給排気系統から切り離す。
・試験機器（元素分析装置）について除染する。
・グローブボックス及び試験機器（元素分析装置）の解体、撤去を行う。

・

試料、MA試料等を収納したキャス
ク等の保管

核燃料物質使用実績がないため、汚染なし※

・・廃液輸送管ー

核燃料物質使用実績がないため、汚染なし・廃液系統から切り離して解体、撤去を行う。

・クレーン設備

ー

核燃料物質使用実績がないため、汚染なし・解体、撤去を行う。

・コンベア装置ー

汚染あり・除染作業を実施し、解体、撤去を行う。

※核燃料物質の貯蔵が必要な際は試料入りキャスク置場内にキャスク設置してキャスク内で核燃料物質の貯蔵を行うため、試料入りキャスク置場（区画のための柵）については汚染なし
汚染のない撤去対象設備については、原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについて（平成20年経済産業省原子力安全・保安院（指示））を参考に、適切に取り扱う。

3

放射線計測装置
放射線計測装置は、核燃料物質等の放射線計測を行うために許可を受けた設備である。今後使用する予定がないことから、撤去を行う。

No.16グローブボックス
元素分析装置は、
No.16グローブボッ
クスにおいて核燃料物質等の元素分析を行うために許可を受けた設備である。今後使用する予定がないことから、撤去を行う。

元素分析装置No.16グローブボックス（元素分析装置）、放射線計測装置の配置及び写真

4

微小分析装置は、No.11セルにおいて核燃料物質等の元素分析を行うために許可を受けた設備である。今後使用する予定がないことから、撤去を行う。

No.11セル微小分析装置

今後核燃料物質の使用を行わないNo.11セル、No.12セルについては、維持管理設備として負圧管理及び日常的な巡視、点検は継続して実施する。

コンベア装置は、No.12セルとNo.13セル間における物品の移送を行うために許可を受けた設備である。
今後使用する予定がないことから、撤去を行う。

金属顕微鏡は、No.12セルにおいて核燃料物質等の顕微鏡観察及び写真撮影を行うために許可を受けた設備である。今後使用する予定がないことから、撤去を行う。

No.12-13セル間コンベア装置

No.12セル内ボックスは、核燃料物質等の顕微鏡観察及び写真撮影を行うために許可を受けた設備である。今後使用する予定がないことから、撤去を行う。

No.12セル金属顕微鏡
No.12セル内ボックスNo.11セル、No.12セル、No.12セル内ボックス、微小分析装置、金属顕微鏡、コンベア装置の配置及び写真

5

クレーン設備

クレーン設備は、サービスエリアにおける物品の移送を行うために許可を受けた設備である。今後使用する予定がないことから、撤去を行う。

クレーン設備の配置及び写真
6

No.11グローブボックス（廃液処理装置）

No.11グローブボックス及び廃液処理装置は、放射性廃液の処理を行うために許可を受けた設備である。今後使用する予定がないことから、撤去を行う。
今後使用する予定がないことから、当該エリアの用途を地階室に変更する。

No.11グローブボックスの配置及び写真
7

廃液輸送管は、放射性液体廃棄物を他施設へ移送するために、許可を受けた設備である。
今後使用する予定がないことから、撤去を行う。
核燃料物質の使用実績等がな
く、汚染はない。

廃液輸送管

液 体廃 棄 物 A 系 統

放 出前 廃 液系 統第２排風機室第２電気機械室

実 験 室

第 ２操作 室ホ ット 更衣 室

工 作 室

測No.11セル

コールド更衣室定No.１及びNo.３～No.７セル

室ロ ーディ ング セ ル

化 学 室

シャ ワ ー 室
第 ２地階 室液 体廃 棄 物 B 系 統
放 出前 廃 液系 統
No.10
グローブボックス

液 体廃 棄 物 B 系 統
No.8,No.9セル
No.4～No.8
グローブボックス

排風機室

排 気 筒

地 階 室

暗 室 １

フード3，4

液体 廃棄物
輸送 容器接 続口

操 作 室

至 る JM TRタ ンク

流量 計

～

液体
廃棄 物B
タンク
2m3（No.7)

放出 前
廃液
タンク
2m3（No.6)

液体
廃棄 物B
タンク
2m3（No.5)

～～～

液体
廃棄 物B
タンク
2m3（No.4)

液体廃棄 物A
タンク
3m3（No.3)

液体廃棄 物A
タンク3m3（No.2)

放出 前
廃液タンク
7m3（No.1)

一般 排水溝へ～

廃液 処理
装 置(固 化 ）コン テナ

廃液輸送管の配置及び写真

8

①本文 表2-1 3)4)場所別使用の方法について以下の見直しを行う。
・恒温室の使用の方法から元素分析を削除し、測定室の使用の方法に「溶解した試料、MA試料等の元素分析」を追加する。

表2-1 3) 場所別使用の方法
使用場所

使用の方法

№11セル

試料、MA試料等の微小分析№12セル

研磨及び腐食した埋込試料の顕微鏡観察及び写真撮影

測定室(1) 焼付した試料、MA試料等の放射能測定(2) 焼付した試料、MA試料等の質量分析(3) 溶解した試料、MA試料等の質量分析及び元素分析

表2-1 4) 場所別使用の方法
使用場所
恒温室

使用の方法
試料、MA試料等の放射線計測及び元素分析(1) 換気、排水用パイプスペース

地階室(2) 排水設備の操作(3) セル附帯装置

廃液処理室放射性廃液の処理

9

②本文 表2-2 1)最大取扱放射能の取扱場所及び添付書類1 表2-1 1)各取扱場所における最大取扱放射能について以下の見直しを行う。

表2-2 1）最大取扱放射能
放射能（注1）
取扱場所

№11セル
№12セル
№13セル
№14セル
№15セル
№16セル
№17セル
№18セル

（注2）
γ線（Bq）

5.56×10 12（注3）
中性子線（Bq）

4.06×10 4

（注4）
備考

燃料ピン

1/10本

(注1) 「常陽」MK-Ⅲ内側照射炉心燃料を140MW炉心で6サイクル燃焼させた後、140日間冷却した時点での放射能。
（1サイクルは、60日間運転、19日間停止）(注2) 1 Photon/sを1Bqとする。
(注3) 1 Neutron/sを1Bqとする。
(注4) 備考欄は最大取扱放射能に相当する(注1)の燃料ピン数。

10

③本文 表2-3 1)取扱制限量の使用場所及び添付書類1 表6-1 1)2) 取扱制限量について以下の見直しを行う。

表2-3 1) 取扱制限量
使用場所

計量単位区域

臨界管理方式

系区分

制限量
（g）

№11セル

№11セル

質量管理

減速系

220

№12セル

№12セル

質量管理

減速系

220

備考 制限量はウラン－235、ウラン－233、プルトニウム全核種の合計量について適用する。

表2-3 2) 取扱制限量
使用場所
恒温室

計量単位区域№16グローブボックス

臨界管理方式

系区分

制限量
（g）

質量管理

減速系

220

質量管理

乾燥系

2,600

備考 制限量はウラン－235、ウラン－233、プルトニウム全核種の合計量について適用する。

11

④本文 表7-2 5)主要付属設備について以下の見直しを行う。
表7-2 5） 主要付属設備
セル名称№11セル***№12セル***

設備名称数量(1) 遮蔽窓
(2) 遮蔽扉

2台
1式(3) 背面ポート(4) セル内照明(5) 除湿機

1式
1式
1式(1) 遮蔽窓
(2) トングマニプレータ(3) 遮蔽扉
(4) ボックス

1台
1式
1式
1式(ｲ) 窓(ﾛ) 背面ポート(ﾊ) コンベアポート

1式
1式
1式

(4) セル内照明1式

備考
遮蔽厚 35cm(鉛ガラス比重 6.2)以上
遮蔽厚 20cm(鉛)以上

遮蔽厚 35cm(鉛ガラス比重 6.2)以上
遮蔽厚 33cm （鉄）以上
気密度 0.1vol%/h以下＊
負圧＊＊ 250Pa(25mmH2O) 以上* －290Pa（－30㎜H2O）に対する漏えい率を示す。
** 第2操作室を基準とし、「以上」とは負圧の深い側を意味する。排気第31系統運転時は20Pa（2mmH2O）以上。
*** 維持管理設備

12⑤本文 表7-3 1）2)主要試験機器について以下の見直しを行う。

表7-3 1） 主要試験機器（セル内）
セル名称

機器名称

数量

№11セル

微小分析装置

1式

№12セル

金属顕微鏡

1式

備考

表7-3 2） 主要試験機器（セル外）
セル名称

恒温室

機器名称

数量

備考

(1) 元素分析装置

1式№16グローブボックス

放射線計測装置

3式

13

⑥本文 表7-4 2)グローブボックス等の概要について以下の見直しを行う。

表7-4 2) グローブボックス等の概要
グローブボックス名称№11グローブボックス（廃液処理装置）№16グローブボックス

数量

概略仕様

1式

概略寸法 幅 230㎝×奥行 100㎝×高さ 96㎝
材
質 ステンレス鋼、一般構造用鋼及びアクリル樹脂
気密度0.1vol%/h以下＊
負 圧＊＊ 200Pa(20mmH2O) 以上
設置場所 廃液処理室

1式

概略寸法 幅 160㎝×奥行 60㎝×高さ 100㎝
材
質 ステンレス鋼、一般構造用鋼及びアクリル樹脂
気 密 度 0.1vol%/h以下＊
負 圧＊＊ 200Pa(20mmH2O) 以上
設置場所 恒温室*－290Pa（－30㎜H2O）に対する漏えい率を示す。
** 設置室を基準とし、「以上」とは負圧の深い側を意味する。排気第31系統運転時は20P（2mmH2O）以上。

14⑦本文 表7-6 主要放射線管理機器について以下の見直しを行う。
No.11セル、No.12セル：2台削除
表7-6 主要放射線管理機器
設備名称

機器名称

数量

セル内モニタリング設備

インセルモニタ15台

管理区域内
モニタリング設備

ローカルエアサンプリング装置

1式

備考

集じん端38ケ所

廃液処理室：1か所削除⑧本文 7.使用施設の位置、構造及び設備に「7-4 使用施設の設備のうち、使用を終了した維持管理中の設備維持管理設備」として、No.11セル及びNo.12セルを維持管理設備として追加する。

7-4 使用施設の設備のうち、使用を終了した維持管理中の設備
使用設備の名称個数

No.11セル＊1式

No.12セル＊

1式

設置場所

仕様

第2操作室

本セルの仕様は「7-3使用施設の設備」のうち、セルの仕様と同様である。
セルの構造及び主要付属設備は表7-1及び表7-2に示す。
ただし、核燃料物質の使用禁止表示を行い、核燃料物質の取扱いを行わない。

＊No.11セル及びNo.12セルの外壁を維持管理設備とする。

15

⑨本文 8.貯蔵施設の位置、構造及び設備について以下の見直しを行う。

8-1 貯蔵施設の位置

貯蔵施設の位置

貯蔵施設が設置される事業所周辺を含めた地理的状況、自然環境及び周辺監視区域は、「7-1使用施設の位置」と同じ。
貯蔵施設で貯蔵する試料及びMA試料等として以下のものがある。
①本施設で使用する試料及びMA試料等②本施設で使用し、搬出元施設等へ搬出しない試験済燃料③大洗研究所(南地区)内の使用施設から本施設で貯蔵を目的に受け入れた燃料④他の施設で委託試験が終了した燃料
なお、上記試料のうち、セル内で取り扱われた試料については試料保管キャスク（№11以降のキャスク）に詰め替え（冷却日数が 510日以上経過していることを確認した後）を行い、に移動し保管する。

貯蔵室等の名称、配置、管理区域について図2～5に示す。

16

8-2 貯蔵施設の構造
貯蔵施設の名称

構造

床面積

設計仕様

約6 m2・水平方向地震力
建家0.2G

8-3 貯蔵施設の設備
貯蔵設備の名称

個数貯蔵ピット

最大収納量

内容物の物理的・化学的性状
固体、粉体、単体、酸化物、窒化物、炭化物

仕様
表8-1に貯蔵設備の概要を示す。

表8-1 貯蔵設備の概要
設置場所

設備名

概略仕様

1キャスク当たりの最大貯蔵量：表2-2の№11～27キャスク及び表2-3の1キャスクにつきの量以下

17⑩本文 9-1(3)気体廃棄施設の設備について、以下の見直しを行う。

9-1 気体廃棄施設（3）気体廃棄施設の設備

気体廃棄設備の名称

排風機個数

仕様

排気第13系統

公称能力 約360m３/h
台数1＋1（予備）グローブボックス（№10、№13～№15、№17、№18、化学ボックス）の排気

排気第21系統

公称能力 約1,680m３/h
台数1＋1（予備）№11～№18セル、ボックス（№13～№18セル内）の排気

排気第31系統

電源設備の定検時等に使用する。
公称能力 約30m３/h
台数1№2セル、ボックス（ローディングセル内、№1-2～№7セル内、L-1セル内、L-2セル内、コンベア内、№13～№18セル内）、グローブボックス（№4～№8、№10、No.12～№15、№17、№18、化学ボックス、質量分析用、ガス分析用）の排気

一式

18

⑪本文 9-2液体廃棄施設について、以下の見直しを行う。
9-2 液体廃棄施設(1) 液体廃棄施設の位置

液体廃棄施設の位置

液体廃棄施設が設置される事業所周辺を含めた地理的状況、自然環境及び周辺監視区域
は、「7-1使用施設の位置」と同じ。
液体廃棄施設は、地階室、廃液タンク室、廃液処理室、第2地階室、液体廃棄物輸送容器接続室にある。
液体廃棄施設等の名称、配置、管理区域について図2～5に示す。

(2) 液体廃棄施設の構造
液体廃棄施設の名称
地階室

構造
液体廃棄施設の構造
は、鉄筋コンクリート耐震耐火構造である。
放射性廃液の系統を図13に示す。

廃液タンク室
廃液処理室

第2地階室

床面積
地階室
約380m 2
廃液タンク室約60m 2
廃液処理室
約20m 2
第2地階室約200m 2液体廃棄物輸送容器
接続室

コンクリートブロック
組み立て造り耐火構造である。

設計仕様
・本施設の管理区域内で発生する液体廃棄物は、各発生箇所から配管によって廃液タンク室のタンクに導かれ一時貯留する。
・貯留した液体廃棄物は、放射性物質濃度を確認後、排水する。

約4m 2(3) 液体廃棄施設の設備
液体廃棄設備の名称

個数

仕様

廃液処理装置一式

廃液処理装置 一式 固化式
設置場所 廃液処理室

19

⑫本文 図面について、以下の見直しを行う。

ＦＭＦ

その他

ＡＧＦ
ローディングドック

サービスエリア

キャスク等
グローブボックス
等

L-2セル

気送管

7セル

6セル

5セル

4セル

L-1
セル

3-2セル

グローブボックス
等

3-1セル

2セル

1-2セル

1-1セル

ローデ
ィングセル

サービスエリア

キャス ク等

18セル

17セル

16セル

15セル

14セル

13セル

12セル

11セル

・使用が終了したNo.11セル及びNo.12セルの記載を削除する。

気送管

図1

試料及びMA試料等の流れの概要

20

21

22

23

廃液処理室No.3 No.2

No.1

No.5 No.4

廃液タンク室

γ

地階室

記号γ

名称

γ線エリ ア モニタ
ロ ーカル エ アサ ンプ リ ング 装置集じ ん端γ

第２地階室：管理区域（地階）

No.6

No.7γ

図８

放射線管理設備の配置 （地階）24

図12のへ至る

第 3 会 議 室

Ｖ
C|
CM

H|
CM

Ｖ
Ｖ

空調 第１系統

ＶM

H|
CＶ会議室

事務室

居廊

M
下排気 第１系統

室排 気

コ ン トロ ール 室M
電 気 機 械 室
排気 第２系統

暖房 第１系統
廃 液 タ ン ク 室MＶ
地給気 第一系 統|

H|
CM

H|
C

排風室

機室

M

廃液 サ ンプ リング 用フードMM

排気 第３系統

排暖房 第２系統
C|C

Ｖ

階11 グロ ーブ ボ ックス

ＶMＶＶ

空調 第３系統

17,

ホ ッ ト 工 作 室
除染室

18グローブボックス

Ｄ

排気 第４系統
ＤＤ

Ｄ

10グローブボックス

排気 第５系統
Ｄ

ローディングセルＤ

１-1, １-2セル
3-1,3-2セル

M

M
C|
C

H
|
CービM

作M

スエ空調 第２系統

室

M

リ

Ｄ5セル
6セル

8,9セル

Ｄ

Ｄ

Ｄ

排気 第８系統
Ｃ

１-2セル内ボックス

2セル

ア

排気 第７系統
ＤＤ

ローディングセル内ボックス

筒

Ｄ

Ｄ7セル

気

排気 第６系統
Ｄ4セル

サ操排Ｄ

ＤL-１,L-2セル

給 気気

M

ホ ッ ト 更 衣 室

3 1,3 2, L-1, L-2 ｾﾙ内ﾎﾞｯｸｽ

4セル内ボックス

ＣＤ

5セル内ボックス
6セル内ボックス

排気 第９系統ＣＤ

7セル内ボックス

化学室

名称

チャコールフィル タ

排気 第10系統

室

高性 能エアフィルタ

Ｃ

放 射 線 管理 室
暗記号

Ｃ

Ｄコンベア

フード5,6１

13, 14, 15
グローブボックスＤ

化学ボックスＤ

排気 第11系統
ＤＤ

プレフィ ルタC-

冷却コイ ルC

排気 第12系統
MH|
C

恒温室

16グローブボックス

ＤＤ

空調 恒温室 系統

ＤＣ

Ｄ

Ｃ

図12の

図11 排気系統図（Ｉ）

加熱コイ ル

C

排気 第13系統

・使用が終了したNo.11及びNo.16グ
ローブボックスに関する記載を削除する。

H-

C|
C

M

モータダンパV

風量 調整ダン パ

Cバタフライ弁（自動）D

バタフライ弁(ON-OFF)

へ至る

25

・使用が終了したNo.12セル内ボックスに関する記載を削除する。
26

液 体廃 棄 物 A 系 統

放 出前 廃 液系 統第２排風機室第２電気機械室

実 験 室

第 ２操作 室ホ ット 更衣 室

工 作 室

測室

No.11セル定No.１及びNo.３～No.７セル

ロ ーディ ング セ ル

化 学 室

シャ ワ ー 室

コールド更衣室

第 ２地階 室液 体廃 棄 物 B 系 統
放 出前 廃 液系 統
No.10
グローブボックス

液 体廃 棄 物 B 系 統
No.8,No.9セル
No.4～No.8
グローブボックス

排風機室

排 気 筒

地 階 室

暗 室 １

フード3，4

液体 廃棄物
輸送 容器接 続口

操 作 室

至 る JM TRタ ンク

流量 計～

液体廃棄 物Bタンク
2m3（No.7)

放出 前
廃液タンク
2m3（No.6)

液体
廃棄 物B
タンク
2m3（No.5)

～

液体
廃棄 物B
タンク
2m3（No.4)

液体
廃棄 物A
タンク
3m3（No.3)

液体廃棄 物A
タンク
3m3（No.2)

～～

放出 前
廃液タンク
7m3（No.1)

一般 排水溝へ～

廃液 処理
装 置(固 化 ）

コン テナ

図１３

・使用が終了したNo.11セル、廃液輸送管、廃液処理装置に関する記載を削除する。

放射性廃液系統図

27

微小分析装置、№12セル内ボックス、金属顕微鏡及びコンベア装置の解体、撤去№11～13セルにおける、セル内の微小分析装置、№12～13セル内ボックス、金属顕微鏡及びコンベア装置の配置概略図を以下に示す。

□：負圧管理（汚染なし）□：気密構造+負圧管理（汚染あり）№12セル内ボックス№13セル内ボックス

微小分析装置

金属顕微鏡

№11セル

コンベア装置

№12セル№11～13セル内設備の配置概略図

№13セル

28

微小分析装置、№12セル内ボックス、金属顕微鏡及びコンベア装置の解体、撤去（コンベア装置）【作業フロー】
コンベア装置外観（№13セル内ボックス）№12セル内ボックスに当該装置を引き抜き解体№12セル内ボックスにて当該装置の除染コンベア装置№12セル内ボックス№13セル内ボックス

№12セル

№13セル

【安全対策】
・解体作業は、ドライバーやレンチ等の手工具等を用いて行う。
・除染作業は、汚染箇所をアルコール等によりふき取り除染を行う。ふき取り後に残留した固着性の汚染については、必要に応じて、粘着テープ等により汚染を固定するか、養生を施す。
・作業については、保安規定に基づき作業実施方法、放射線管理、放射性廃棄物管理、作業の安全管理、実施体制、非常時の対応等を記載した放射線作業計画書に基づき実施する。

セル内ボックスの中からバッグアウトにより搬出

放射性廃棄物29

微小分析装置、№12セル内ボックス、金属顕微鏡及びコンベア装置の解体、撤去（微小分析装置）□：負圧管理（汚染なし）□：気密構造+負圧管理（汚染あり）□：撤去対象№11セルを維持管理設備とする・遮蔽機能の維持及び負圧管理の継続・汚染なし【作業フロー】
試料搬送機構No.11セル№12セル内ボックス

EPMA装置本体
微小分析装置

ポート

№11セル

№12セル

①微小分析装置表面に汚染はない。
②核燃料物質はポート及び微小分析装置の気密構造内で取り扱われるため、内部に汚染がある。
表面汚染確認（解体前）

解体作業
詳細汚染確認
汚染あり

汚染箇所の除染、汚染部固定【安全対策】
汚染なし
・解体作業は、ドライバーやレンチ等の手工具等を用いて行う。
・除染作業は、グリーンハウスを設置し、汚染箇所をアルコール等によりふき取り除染を行う。ふき取り後に残留した固着性の汚染
放射性廃棄物については、必要に応じて、粘着テープ等により汚染を固定するか、養生を施す。
・作業については、保安規定に基づき作業実施方法、放射線管理、放射性廃棄物でない廃棄物*
図1 装置本体外観図
放射性廃棄物管理、作業の安全管理、実施体制、非常時の対応等*原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取を記載した放射線作業計画書に基づき実施する。
扱いについて（平成20年経済産業省原子力安全・保安院（指示））を参考に、適切に取り扱う。

30

微小分析装置、№12セル内ボックス、金属顕微鏡及びコンベア装置の解体、撤去（ №12セル内ボックス及び金属顕微鏡）
金属顕微鏡
（セル外）

№12セルを維持管理設備とする・遮蔽機能の維持及び負圧管理の継続
・汚染なし【作業フロー】①セル内ボックスの外に設置されている金属顕微鏡表面に汚染はない。
②核燃料物質は気密構造のセル内ボックスで取り扱われるため、内部に汚染がある。

№12セル背面(セル内ボックス)

コンベアトンネル
金属顕微鏡操作卓

表面汚染確認（解体前）
コンベアポート
：負圧管理

金属顕微鏡

（汚染なし）

解体作業
詳細汚染確認：気密構造+負圧管理

汚染あり（汚染あり）：撤去対象№13セル内ボックス№12セル内ボックス№13セル背面№12セル背面【安全対策】
・除染作業は、汚染箇所をアルコール等によりふき取り除染を行う。ふ
き取り後に残留した固着性の汚染については、必要に応じて、粘着テープ等により汚染を固定するか、養生を施す。
・No.12セル内ボックスを解体する際はグリーンハウスを設置する。除染後セル内ボックスと排気口の接続を切り離した後排気系統側をフランジで閉止する。作業中のグリーンハウス内の排気はNo.12セルの排気系統により解体中の排気を継続する。また、排気は、高性能エアフィルタでろ過した後に大気中に放出され、周辺監視区域外における放射性物質濃度が法令に定める濃度限度を超えないように管理する。
・作業については、保安規定に基づき作業実施方法、放射線管理、放射性廃棄物管理、作業の安全管理、実施体制、非常時の対応等を記載した放射線作業計画書に基づき実施する。

汚染なし

セル内ボックスの中の金属顕微鏡の一部、セル内ボックスの内部等の汚染箇所の除染、汚染部固定・コンベアトンネル両端ポートを閉止し、コンベアトンネル切り離し・セル内ボックス排気系統切離し、解体
放射性廃棄物
放射性廃棄物でない廃棄物**原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについて（平成20年経済産業省原子力安全・保安院（指示））を参考に、適切に取り扱う。

31

№12セル内ボックスの解体、撤去時の気体廃棄物の概略№12セル排気（排気第2１系統）№12セル排気（排気第2１系統）

グリーンハウス

№12セル

№12セル

大気放出

フランジ

№12セル内ボックス

高性能エアフィルタ
閉止フランジ

排気筒

排気配管№12セル内ボックス（除染後）

マニプレータ、グローブによるボックス内除染中は通常の排気状態を維持し行う。

高性能エアフィルタ

排気筒
排気配管

解体前セル内ボックス除染中

大気放出

除染後ボックスをグリーンハウス内へ引き出し

セル内ボックス除染後解体中
除染後のボックス解体作業はグリーンハウス内にて行う。
グリーンハウス内の排気はNo.12セルの排気により行う。

No.12セル内ボックスの気体廃棄物の廃棄
32

№11グローブボックス及び廃液処理装置の解体、撤去【作業フロー】
当該グローブボックス及び廃液処理装置における核燃料物質の使用実績なし。
№11グローブボックス及び廃液処理装置の汚染確認（解体前）

解体作業
・№11グローブボックスを排気系統から切り離し、切り離した排気配管端部を閉止フランジにより閉止・グローブボックス解体
・詳細汚染確認
フランジ切り離し箇所№11グローブボックス
汚染あり
汚染なし

【安全対策】
放射性廃棄物・No.11グローブボックスを排気系統から切り離す際は、フランジバル
ブを閉止し、養生を施した上でフランジの切り離し、閉止処置を行う。
・解体作業は、ドライバーやレンチ等の手工具等を用いてネジやボルト
放射性廃棄物でない廃棄物*を外しつつ、ハンドソーやチップソー等の電動工具等を用いて解体を行う。
*原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取・作業については、保安規定に基づき作業実施方法、放射線管理、放射扱いについて（平成20年経済産業省原子力安全・保安院
性廃棄物管理、作業の安全管理、実施体制、非常時の対応等を記載し （指示））を参考に、適切に取り扱う。
た放射線作業計画書に基づき実施する。
33

№16グローブボックス及び元素分析装置の解体、撤去
フランジ切り離し箇所

既設の排気口【作業フロー】①元素分析装置②試料（核燃料物質）は№16グローブボックス及び微小分析装置の気密構造内で取り扱われるため、内部に汚染がある。

元素分析装置№16グローブボックス

グローブボックス-装置切り離し箇所【安全対策】
・除染作業は、汚染箇所をアルコール等によりふき取り除染を行う。ふき取り後に残留した固着性の汚染について
は、必要に応じて、粘着テープ等により汚染を固定するか、養生を施す。
・除染後のNo.16グローブボックスを解体する際はグリーンハウスを設置し、解体中のグリーンハウスの排気は、既存設備と排気口の接続を切り離した後の排気口を利用する。また、排気は、高性能エアフィルタでろ過した後に大気中に放出され、周辺監視区域外における放射性物質濃度が法令に定める濃度限度を超えないように管理する。
・作業については、保安規定に基づき作業実施方法、放射線管理、放射性廃棄物管理、作業の安全管理、実施体制、非常時の対応等を記載した放射線作業計画書に基づき実施する。

グローブボックス外部分の元素分析装置の汚染確認（解体前）

解体作業
・グローブボックス内部（元素分析装置試料装荷部含む）除染・№16グローブボックスを排気系統から切り離し・グローブボックス解体
・元素分析装置解体
・詳細汚染確認・（グリーンハウス撤去前）切り離した排気配管端部を閉止フランジにより閉止
汚染あり
汚染なし

汚染箇所の除染、汚染部固定

放射性廃棄物でない廃棄物*

放射性廃棄物*原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについて（平成20年経済産業省原子力安全・保安院（指示））を参考に、適切に取り扱う。

34

放射線計測装置、クレーン設備の解体、撤去【作業フロー】
放射線計測装置、クレーン設備における核燃料物質の使用実績なし。

電源を遮断し、当該設備の使用を停止

装置等の撤去
詳細汚染確認

汚染なし

放射線計測装置

クレーン設備

汚染あり

放射性廃棄物でない廃棄物*

放射性廃棄物*原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについて（平成20年経済産業省原子力安全・保安院（指示））を参考に、適切に取り扱う。

【作業フロー】
当該区域における核燃料物質の使用実績なし。
内の詳細汚染確認

標識を撤去し、を解除
35

廃液輸送管の解体、撤去（廃液輸送管配置概略図）

JMTR管理区域

フランジ（2箇所）

撤去範囲

一般区域

AGF地階室内接続部

廃液輸送管配置概略図

36

廃液輸送管の解体、撤去【作業フロー】
当該配管における核燃料物質の使用実績なし。
配管外表面について、年次点検にて汚染のないことを確認。

フランジ部、配管表面の表面汚染確認

AGF地階室内
切り離しフランジ部

撤去対象廃液輸送管【安全対策】
・解体作業は、ドライバーやレンチ等の手工具等を用いてネジやボルトを外しつつ、ハンドソーやチップソー等の電動工具等を用いて解体を行う。
・作業については、保安規定に基づき作業実施方法、放射線管理、放射性廃棄物管理、作業の安全管理、実施体制、非常時の対応等を記載した放射線作業計画書に基づき実施する。
・わずかな滞留水が確認され、汚染検査の結果、汚染が検出された場合は、大洗研究所（南地区）核燃料物質使用施設等保安規定第54条に従い、容器に収納して放射性液体廃棄物として取り扱う。

解体作業
・管理区域内接続フランジ部から切り離し、端部を閉止フランジにより閉止・撤去対象範囲の配管を切り離し、閉止フランジ（2箇所）により閉止・詳細汚染確認

汚染なし

放射性廃棄物でない廃棄物*

汚染あり

放射性廃棄物*原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについて（平成20年経済産業省原子力安全・保安院（指示））を参考に、適切に取り扱う。

37

「大洗研究所（南地区）核燃料物質使用施設等保安規定」の改正
改正の概要は以下のとおり。

１．核燃料物質の使用等の終了に関する記載の見直し
・第５４条の３・第５６条の４・第５７条の１・第６０条・第６３条の２（２）・別表第３２・別表第３６・別表第４０・別図第３液体廃棄物の容器による廃棄からAGFに関する記載を削除する。
廃液タンクの液体廃棄物の廃棄からAGFに関する記載を削除する。
廃液処理装置による液体廃棄物の処理からAGFに関する記載を削除する。
廃液輸送管の管理から燃料試験課長を削除する。
放射性廃棄物の引き渡しに当たっての措置から廃液輸送管を削除する。
各施設の廃液タンクにおける発生元の分類（第５６条、第５７条）からNo.11セル内排水を削除する。
負圧及び負圧警報設定値（第６７条、第７０条）からNo.12ボックス、No.11グローブボックス及び No.16グローブボックスを削除する。
核燃料物質取扱制限量（第７３条）からNo.11セル、 No.12セル及び恒温室（ No.16グローブボックス）を削除する。
AGF管理区域図（第３１条、第６１条、第６４条）から試料入キャスク置場を削除し、廃液処理室を地階資材室に名称変更する。

２．放射性廃棄物でない廃棄物に係る記載の追加
38