April 2015

JFEテクノリサーチ株式会社

No.43

表1 今回試験所認定を受けた試験規格
インプラントの種類
骨ねじ全般

JISASTMISO

ねじり破壊試験

試験方法

T 0311（6.2項）

F543（A1項）－

ねじ込み試験

T 0311（6.3項）

F543（A2項）－

引き抜き試験

T 0311（6.3項）

F543（A3項）－

曲げ耐久性試験

T 0312（5項）－－

F1264（A4項）－

F2193（A1.5.2項）－

F2193（A1.5.3項）－

F2193（A1.5.4項）

－

髄内釘用

曲げ耐久性試験

脊椎用ねじり破壊試験
ねじ込み試験
引き抜き試験

骨ねじ（全般）に含まれる

曲げ試験

F2193（A4.7項）

曲げ耐久性試験

－

骨接合用

曲げ試験

T 0312（4項）

F382（A1項）－

曲げ耐久性試験

T 0312（5項）

F382（A2項）－CHS*、
アングルなど圧縮曲げ試験

T 0313（4項）

F384（A1項）－

圧縮曲げ耐久性試験

T 0313（5項）

F384（A2項）

－

髄内釘

曲げ試験

骨プレートなど

脊椎固定用

T 0312（4項）

F1264（A1項）－

ねじり破壊試験－

F1264（A2項）－

曲げ耐久性試験

T 0312（5項）

F1264（A3項）

－

プレート

曲げ試験

T 0312（4項）

曲げ耐久性試験

T 0312（5項）

ロッド

曲げ試験

T 0312（4項）

曲げ耐久性試験

T 0312（5項）

歯科インプラント（歯根） 圧縮曲げ耐久性試験★

－：室温（20℃±5℃）、大気中での試験に限定。

T 6005★

F2193（A2.5項）

F2193（A3.5項）－－

写真1 インプラント材料評価センターの専用試験室

表2 インプラント評価専用試験機
試験機の種類－－

疲労試験機－14801★

*：コンプレッション・ヒップ・スクリューの略ねじり試験機

荷重

ねじり台数

1 kN

-2台

-

1台

25 N･m

1台

10 kN

100 N･m1台-22.5 N･m1台

3 kN

インプラント分野で試験所認定を取得
医療機器の力学的安全性評価でISO 17025試験所認定
ISO 17025 Accredited for Medical Device Testing
医療機器の安全性評価

ンダードとなってきております。当社のねじり試験機を加えた6台の専用試験

当社では、インプラント材料評価セ

インプラント材料評価センターは、2011

機（表2）を活用し、力学的安全性評価ンターを中心に、医療機器、インプラ年4月の設立以来、ISO 9001に準じた品を行っております。今回の認定を機に、ント材料の各種安全性評価を行ってい質マネジメントシステムを構築してまい

更なる先進評価設備の導入と試験技術ます。対象となる医療機器は、歯科イ

りましたが、この度、実技試験を含むの確立を進め、開発や認定のための広ンプラントや骨折治療具、血管系デバ審査を経てISO 17025試験所認定を取得

範な医療機器評価ニーズに対応します

イスなど多岐にわたり、それらの物理しました（認定番号：RTL04050）。今回、 ので、是非、お気軽にご相談ください。

的、化学的（耐食性を含む）および力学認定を受けたのは、歯科インプラント的特性を評価します。

や脊椎固定具の疲労試験を含む10規格

医療機器の安全性は人体の生命・健22試験（表1）で、この分野では国内初認

康に大きく影響を及ぼすことから、そ定です。これらの認定範囲の試験では、の認証・承認は法律（医療機器等法）に報告書にISO 17025の認定証の写しを添基づいて厳格に行われ、審査の対象と付することで、薬事申請時の信頼性保なる安全性評価データには高い信頼性証関係書類の提出が免除されます。

が求められます。

医療機器評価と開発支援

ISO 17025 認定

当センターでは、恒温恒湿の疲労試

この高い信頼性確保のため、医療機験室（写真1）に設置した5台の疲労試験

器の評価機関ではISO/IEC 17025試験所機（内2台は軸荷重に加え、ねじり機構認定を取得することがグローバルスタを有する）に、骨ねじ等の評価用静的RTL04050

MRA 複合シンボルマーク
お問合せ先：
ソリューション本部（川崎）インプラント材料評価センター

石井 大輔
d-ishii@jfe-tec.co.jp

A Variety of Evaluation Tests of Hydrogen Embrittlement Depending on Applications

水素脆性評価試験～用途に応じた各種水素脆性評価試験～
ソリューション本部（川崎）材料機能評価部

木村 秀途

h-kimura@jfe-tec.co.jpのとなっています。

クレーブ（主に鋼管向け）、各種溶液へ

当社の水素脆性評価の浸漬評価試験機、昇温式水素量分析

当社は、水素社会の発展に寄与すべ装置などを取り揃えており、お客様のく種々の水素脆性評価のメニューを取広範なご相談にお応え致します。ご興味がおありであれば、遠慮なくご相談くり揃えております。

ださい。

代表的なものは、水素を定量侵入さ水素脆性とは？

せた材料を低歪速度と伸びの低下を評価

利用技術の開発が自動車会社様を中心する低歪速度引張試に盛んに行われています。しかしなが験 技 術（Slow Strain

ら水素の原子は非常に小さいため、材Rate Technique, 以下料の中を拡散・集積しやすく、集積するSSRT）で、仕様の異と、程度の差はあれ、材料を急速に脆なる４台の試験機を化させることが知られています。これ備えております。代が水素脆性です。

表的な装置の仕様と材料を劣化させる水素脆性

外観を表と写真に示

上記の自動車用鋼材では、車体の軽性能

機能 項目

温度

常温～ 80℃

圧力大気圧

試験容器

テフロン（常温～ 80℃）
（容量約 300mℓ）
またはガラス、塩ビ製試験溶液

ガス

電気化学測定い究極のクリーン燃料と言われ、水素

表 SSRT試験機の性能諸元例
機能 項目

引張試験機能で引張り、破断荷重

容器性能

水素は燃焼後に水蒸気しか発生しな

NaCl、Na 2SO4
HCl、HNO3、H2SO4
C2H5OH、CH3COOH
NaOH、KOH、NH4SCN
他（ご相談ください）
N2、CO2 、空気、O2

性能

最大荷重100KN（10,000kgf）

引張速度0.0005 ～ 100mm/min

ストローク590mm

荷重付加方式

定荷重試験
定歪速度試験
三角波制御試験
台形波制御試験

定電位制御

± 5V

定電流制御

± 2A

その他

電位、電流測定可能
直線分極、ほか

参照電極
SSE（KCl-Ag/AgCl（内部参照型）（～ 80℃）（80℃より高温についてはご相談）します。

量化を進めるため高張力鋼材が使用さ

SSRT試 験 以 外 にれますが、水素脆化の問題発生が懸も、水素チャージ装念されています。この他、強度の高い置を付帯した定荷重ボルト材や棒鋼、使用環境から多量の試験機10台（ボルト、水素が材料に侵入するパイプ素材など

PC鋼棒、自動車用鋼で、様々な水素脆化が起こるため、材材向け）、歪を付 与料の実用性能を把握する上で水素脆性して油井環境での割の評価と水素量の測定は欠かせないもれを評価するオート

写真1 SSRT試験機

写真2 試験片セッティング部分

Realizing of Trial Production of Li-ion Batteries Under Ultra-low Humidity Atmosphere

露点-85℃の極超低湿度の電池試作環境を実現
ソリューション本部(千葉) 電池・材料解析評価センターの度の給気露点 -85℃のドライルーム

置を持込での試験・試作にも対応致しの導入により、電池試作工程を図2にます。ご興味があれば是非、ご相談く示すように2室化致しました。

ださい。

安江 良彦

y-yasue@jfe-tec.co.jp

これにより、最終工程である注液・封止工程の露点 -85℃化、さらに、塗工給気露点 -85℃の極超低湿度ドライルー

液調製・塗工工程の別室化により、積ム導入
リチウムイオン二次電池（LIB）や電層工程のクリーン度アップが可能となりました。また、ラミネート積層電池

気二重層キャパシタ（EDLC）などの蓄用の自動積層機も導入予定で、作業者

電デ バイスでは、電 極、セパレータによる水分混入および異物混入のリスおよび電解液中の残存水分量のミニクもさらに低減されます（図3）。

マム化が高品質化のための鍵となりま

当社ドライルームは、レンタルラボす。このため、当社では既設の給気露としてのご活用も可能で、お客様の装点 -60℃の設備に隣接して、給気露点NO.1 ドライルーム
給気露点‐60℃-85℃のドライルーム（図1）を新たに設置し、露点管理のさらなるレベルアップを実現しました。
ドライルーム 2 室化により、高品質・既設の給気露点 -60℃のドライルー
パスボックス

超極露点
作業ブース

ス～セル組み～注液・封止までの一貫した試作を実施しておりましたが、こドライルーム内に攪拌&塗工機設置により、Ni系正極塗工が可能（ゲル化抑制）

塗工液調整工程

調合・攪拌

電極試作工程塗工→プレス→真空乾燥

NO.2 ドライルーム
セル組み・注液工程のクリーン度アップ
給気露点‐85℃

高効率な環境を提供
ムでは、塗工液調製～電極塗工～プレ

図1 ドライルームイメージ図

図2 NO.2ドライルームの内部外観

2

セル組立工程真空乾燥→積層→タブ溶接

電解液注液工程

注液→セル封止

図3 電池試作工程の2室化

Additional Facilities in the Weather Resistance Evaluation Center

耐候性評価センター（2） 大であり、特に 2 号機は -20℃の低温試～耐候性評価センターの増設～
ソリューション本部（千葉）耐候性評価センター

宇城 工ujiro@jfe-tec.co.jp
当社は2011年11月に耐候性評価セン

サンシャインウェザーメーターも導入しま験も可能な仕様となっています（図 2）。

した。

（3）人工酸性雨試験や Al 合金の耐食（5）電子機器などに生じる ppb ～ ppm

性評価に用いられる酢酸酸性の SWAAT

オーダーの微量 SO2、H2S、NO2、Cl2、試験などが可能な酸性塩害試験機と低O3 ガスによる劣化を再現するガス腐食試

温・浸漬試験が可能なサイクル腐食試験

験機も増設して 4 台体制としました。従機をそれぞれ 1 台増設しました。

来の 40℃より高温の 80℃の試験が可能

ターを開設し、塩害、紫外線劣化、ガス（4）紫外線劣化試験機を増設し、サンシャな装置も導入しています。

腐食など種々の環境劣化試験を行ってインウェザーメーター 3 台、キセノン試験その他、大型の恒温恒湿試験機などきました。近年耐候性評価に対するニー機 2 台、メタルハライド試験機 1 台の計も増設しており、国内屈指の耐候性評

ズは多様化しており、対象物は従来の6 台体制としました。温度コントロールは価センターとして多くの環境劣化試験部材だけではなく、しばしば大型重量ブラックパネルで行い、通常 63℃の試験体制を整えております。耐候性評価を物の製品そのままの耐久性を評価するが一般的ですが、自動車室内部材などをお考えの際は是非ご相談下さい。

ことが求められるようになっています。

評価するより高温の 83℃の試験が可能な

このようなニーズに対応するた
め今回耐候性評価センターの設備を大幅に増設いたしました。
（1）約 200m2 の試験場を新設しました（図 1）。
（2）塩害用の超大型サイクル腐食
試 験 機を 2 台増設し、2 × 1.5 ×1.5m、300kg までの大型重量物の試験を可能としました。これは受託試験機関が所有するものとしては最

図1 耐候性評価センター

図2 超大型サイクル腐食試験機（2号機）

Exposure Test Under Various Low Pressure Gas Conditions

特殊環境下での腐食試験～各種雰囲気下での過酷環境暴露試験～
知多事業部 材料解析部

桂 義樹

高さ190mmと比較的広く、小型試験片にまた、試験中の部品の絶縁抵抗値を測限らず実部品での試験も可能となってい定することや導通状態をチェックすることます。また、金属材料以外に、樹脂、セが可能です。

ラミックス、繊維、フィルム等の試験にもまとめ金属材料を含む各種材料の開発、既対応しています。

katsura@jfe-tec.co.jp

雰囲気として、水蒸気はもちろんのこ存材料の評価、各種センサー類をはじめと所定濃度の硫化水素ガス、亜硫酸ガとした実部品の評価にご活用ください。

過酷な環境で使用される油井管やライス、その他ご指定の混合ガス環境を実当社からのご提案も含め迅速に対応いた

ンパイプ用材料の耐食性評価には、高温現することができます。また、既存のオーしますので、各種雰囲気下での低圧過酷高圧オートクレーブ試験機（JFE-TEC Newsトクレーブ試験機では対応が困難な強酸環境暴露試験をご検討の際には、ぜひNo.28でご紹介）が広く用いられています。

あるいは強アルカリ性溶液への浸漬試験

お問い合わせ下さい。

一方で、2MPa以下の圧力で、強酸・強アも可能となっています。

はじめにルカリ溶液、あるいは高濃度の腐食性ガ

小型試験片には、3点支持あるいは４スや高温水蒸気環境などの過酷環境下で点支持ビーム法、Uベンド法、Cリング法の部材や製品の耐食性、機能性を評価す等により応力を付与することもできます。

る試験のニーズが増えています。
当社では、広範な耐食性評価のご要求にお応えすべく各種雰囲気下での小型低圧過酷環境暴露試験機を

表 低圧過酷環境暴露試験機の主な仕様
試験圧力

2MPa 未満

試験温度

室温～ 250℃

試験の種類

各種ガス雰囲気中での暴露試験
各種溶液中への浸漬試験（酸・アルカリ溶液 他）
上記環境中での応力腐食割れ試験
高温水蒸気環境での暴露試験（製品の機能テスト）取り揃え、種々の腐食環境下での試験にオーダーメードで対応しています。

ガス雰囲気装置の特徴

槽内寸法

試験中の小型低圧過酷環境暴露試験機を写真に、主な仕様を表に示します。試験槽内は直径260mm ×

試験体
測定

硫化水素ガス、亜硫酸ガス 他
ご指定のガスがあればご相談下さい
外径 260mm × 高さ 190mm
小型試験片に限らず実部品での試験も可能（実部品：計測機器等‥配線の取り出しが可能）
金属、樹脂、セラミックス、繊維、フィルム等の試験や応力腐食割れ試験が可能
温度、湿度、圧力、絶縁抵抗、導通

3

写真 低圧過酷環境暴露試験機

High-sensitivity Ultrasonic Test System for CFRP Internal Imaging Under Dry Condition

CFRP用乾式高感度超音波探傷装置
計測技術本部 光波センシング部

高田 一

h-takada@jfe-tec.co.jp
はじめにるため、本装置には、東北大学殿と共同

図2はCFRP板に人為的に付与した内開発したドライ超音波機構が組み込まれ部微小きずを当装置により映像化した結ています。図1に概略の構成を示します。 果です。水に浸漬することなく、サンプ水槽底面の円形開口に張られた固体薄ル内部の構造やきずを明瞭に映像化でき膜を、真空吸着によって観察したいサンています。

プルへ密着させ、水および薄膜を介しておわりに超音波による内部映像化を行います。固

非破壊検査は、対象物に変化や損傷材料内部の高感度映像化には、超音体薄膜として超音波減衰がきわめて低いを与えることなく実施すべきものです。

波探査映像装置（Cスキャン超音波探傷装ラバー膜を開発することにより、一般の真の非破壊 検 査を実現する当装置を置とも言われる）が用いられます。この装超音波映像探査と変わらない高感度映CFRPをはじめとする様々な材料の内部置では、観察対象材料を水へ浸漬するこ像化を実現しています。また、
このラバー評価へご活用ください。また、上記に限とが必須であるため、内部へ水が浸み込

膜は104回の真空吸着に耐える高い耐久らず、内部評価ニーズをお持ちの方は、みやすい材料の内部映像化では、得られ性も有しています。

是非、お問い合わせください。

る超音波映像に浸み込んだ水の影響があ固体薄膜

らわれ、正確な内部映像が得られない問水槽

題がありました。CFRPもこのような材料Dの１つであり、特に端面から水が浸み込みやすいことが、正確な内部映像化の上でネックになっていました。

サンプル台

このような問題を解決する画期的な装観察サンプル

置として、当社では、CFRPを濡らすことなく、内部映像化することが可能な乾式高感度超音波探査映像装置を製造販売しています。

No.

項目仕様

1

開口直径D

最大360mm2

使用可能周波数

1〜50MHz3

超音波プローブ（標準）

水浸集束型プローブ
3，5，10，25MHz

装置の特徴
乾式での高感度内部映像化を達成す

図1 ドライ超音波機構の構成や仕様

2mm

0%

100%
エコー高さ

図2 CFRPサンプルの内部映像化例

お問い合わせ先【ソリューション本部（千葉）】【営業本部】

TEL:043-262-2313 FAX:043-262-2199【大阪営業所】【営業総括部】
TEL:03-5821-6811 FAX:03-5821-6855

TEL:06-6534-7631 FAX:06-6534-7639
神戸支所【東京営業所】
TEL:03-5821-6811 FAX:03-5821-6855

倉敷支所

川崎支所
TEL:044-322-6208 FAX:044-322-6528

TEL:086-447-4621 FAX:086-447-4618

TEL:028-613-1077 FAX:028-613-1078

TEL:084-945-4137 FAX:084-945-3989【九州営業所】

東北支所
TEL:022-211-8280 FAX:022-211-8281

TEL:044-322-6208 FAX:044-322-6528【ソリューション本部（西日本）】
倉 敷 TEL:086-447-4621 FAX:086-447-4618

福山支所

宇都宮支所

【ソリューション本部（川崎）】

TEL:078-304-5722 FAX:078-304-5723

TEL:092-263-1461 FAX:092-263-1462

福 山 TEL:084-945-4137 FAX:084-945-3989【計測技術本部】
TEL:043-262-4181 FAX:043-262-2665【土壌環境部】【名古屋営業所】
TEL:052-561-8630 FAX:052-561-8650

営業グループTEL:044-322-6537 FAX:044-322-6528

知多支所
TEL:0569-24-2880 FAX:0569-24-2990

大阪グループTEL:06-6534-7637 FAX:06-6534-7639

詳しくは、当社ホームページで【ビジネスコンサルティング本部】
東 京 TEL:03-3510-3389 FAX:03-3510-3476
京 浜 TEL:044-322-6479 FAX:044-322-6520

http: // www.jf e - te c.co.jp◆このパンフレットの送付中止、宛名変更は jfetecsalesmarketing@jfe-tec.co.jp へご連絡ください
茂
JFE-TEC News 〈 2 0 1 5 〉 発行人／高野
発行所／JFEテクノリサーチ株式会社 営業総括部

No.43

2015年4月発行〒111-0051 東京都台東区蔵前2－17－4（JFE蔵前ビル3F）
Tel: 03 - 5821 - 6811
Copyright ©2015 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.
本資料の無断複製・転載・WEBサイトへのアップロード等はおやめ下さい。

4