専門職様向け

エキスパートバイブル

Ver. 1.2

RT.2
プロモーション
ビデオ～安心と快適な歩行を思いのままに～＊QRコードをご使用されない方はこちらからhttps://goo.gl/381WIH

Contents
商品基本性能・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2ページ
RT.2 Q＆A・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3～6ページ仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7ページ
動画サイトのご紹介・・・・・・・・・・・・・ 8ページ

疲れた時は座って休憩
耐荷重：100kg

ワンタッチ折りたたみ機能
折りたたみ時 幅26cm

かるがる持ち運び
重さは9kg

ハンドル高さ調節 6段階
72.5～85cm

コンパクトバッテリー 220g
連続走行4時間を実現

商品基本性能

上り坂はアシストで楽々

下り坂は適度に減速

たくさんお買物しても安心安全に歩きたい方へ

手のしびれ
痛みなどでブレーキ操作難しい方へ

自動的にパワーアシストが働き楽にのぼれます

傾いた道でも片流れ防止
傾いた道でハンドルを取られる等腕や肩が疲れ、活動範囲が狭まる方へ

自動的にブレーキが働きゆっくり歩けます

ハンドルを取られることなく安心して進めます

速度を検知すると自動的に減速

細かな設定
ボタン操作で簡単設定

パーキンソン病など突進歩行があっても安全に歩いてもらいたい方へ

股関節など可動域制限があっても適切な歩行速度で歩きたい方へ

速度超過を検知すると自動的に減速ブレーキ、転倒を防止します（制限速度の幅は調整可能です）
声でもアシスト おしゃべり機能
アシスト・ブレーキ・速度各4段階で設定可能
身体機能や使用環境にあわせて調整

今回の歩行距離は○○mでした。
お疲れ様でした。

電源オフ時に歩いた距離をしゃべってくれます。
外出意欲の向上に繋がる他、リハ等での歩行実績確認、エビデンスに※音声オフにも設定変更できます
もなる便利な機能です。

急斜面です。
注意してください。

急な斜面で危険をお知らせします。
バッテリーが少なくなっています。お早めに充電してください。

バッテリーが少なくなるとお知らせしてくれます。

RT.2 Q＆A ～Q

RT.2は、一言で言うとどんな商品ですか？

Q

RT.2はどんな利用者に適合しますか？

A

ロボット技術により坂道や傾いた道など路面状況を検知し、自動でアシスト・ブレーキが働き、安心して歩行できます。また急発進など速度を検知すると自動的に減速ブレーキ、転倒を防止します。
またコンパクトかつシンプルな設計で通常の歩行器としての使い勝手も実現しています。

A

今の歩行器でも満足しているが、潜在的なニーズや課題がある利用者
 傾いた道でハンドルを取られることがあり、腕や肩が疲れ、以前に比べ活動範囲が狭まっている。

Q

RT.2の商品コンセプトって何ですか？

Aお使い頂く利用者や、ご紹介して頂くケアマネジャーなど専門職の方々の立場を考え、簡単シンプルな設計としています。
介護ロボットと聞くと、「使い方が難しい」「重量が重い」「価格が高い」というマイナス面を思い描く方がまだまだ多いというのが実情です。
我々は、誰もが使ってみよう！試してみよう！とまずは思っていただけるよう、これまでの歩行器と同じように簡単に使って頂けるよう設計しています。
利用者は、電源ボタンを押してもらうだけ、あとは通常の歩行器と同じように使ってもらえます。
重量も軽量の自走車いすと同程度の9kg（業界最軽量）と軽量化を実現、価格も11万8千円（税別）と購入も充分視野に入る価格帯とし、利用者の選択肢（レンタルか販売）を増やす取り組みを行っています。
また、ご紹介をして頂くケアマネジャーや専門職の方にとっても、難しい介護ロボットの紹介だと二の足を踏んでしまうケースもあるとお聞きしています。
簡単・シンプル・コンパクトなRT.2であれば、通常の歩行器同様に選定紹介をして頂けると考えます。

デザイン面ではこれまでの歩行器とは一線を画し、シャープ株式会社にて「ヘルシオ」「プラズマクラスターイオン」シリーズなどを手がけたデザイナーに依頼し、スマートデザイン『軽やかスタイルと明るいカラーで歩く楽しさを。』を実現しています。
特にレッド色はヘルシオと似ているとケアマネジャーにはご好評を頂いています。

 車道は水はけが良いようにかまぼこ状になり、歩道も平坦ではなく凹凸が至る所に存在します。このような傾いた道をまっすぐ歩こうとしてもどうしても低いほうへ流れてしまい、歩行器が蛇行してしまいます。RT.2にはジャイロセンサーという角速度センサーが搭載されており、このセンターが路面状況を検知し、片流れを防止します。それによってハンドルを取られることなく安定して進むことが出来ます。

傾いた道でも安定して歩いている様子

 本当はもっとたくさん買い物をしたいが、道中の坂道を考えるとあまり多くの荷物は・・・と控えてしまっている方
 沢山の荷物を積載していれば、上り阪は押さなければいけない、下り坂では手動ブレーキをかけながら体の重心も後に残しながらおりなければいけなく、相当な負荷が利用者にかかってしまいます。RT.2では、ジャイロセンサー（角速度センサー）により路面角度を検知し、上り坂では自動的にパワーアシスト、下り坂では自動的に減速ブレーキが働き、自身のペースで安心安全に歩くことが出来ます。また右グリッ
プに把持センサー（静電センサー）を内臓、グリップを握る（触れる）ことで人が触っていると認識し、人が歩くと自動的にアシスト・ブレーキをしてくれます。
上り坂アシスト
下り坂ブレーキの様子 フレーズターゲットは、利用者ニーズや課題をしっかりと抽出しケアプランを組まれているケアマネジャーが考えられます。

RT.2 Q＆A ～A

利用者は歩きたい、家族や周りの関係者も歩いてもらいたいと思ってはいるが、過去に転倒したことがあったり、転倒やケガが心配なケースA リウマチなどで手のこわばりがあり、手動ブレーキの操作がうまく出来ない。

 パーキンソン病の突進歩行など、疾病による歩行障害があっても歩きたい、歩いて欲しい。

 頚部脊柱管狭窄症などにより、手の痺れ痛みがあり、ハンドル・ブレーキ操作が難しい。

 変形性股関節症やリウマチが原因で人工股関節置換術を受けた後、可動域制限のある中でも早期リハ・早期退院したい。

 手のこわばりや痺れ、痛みは疾病によりその程度が違うのはもちろんですが、日内変動（朝方はこわばりがあるが、時間が経つごとに和らいでいくなど）や気候などに影響されることが多くあります。状態が良い時はしっかり使えても、悪い時に正しく使えなくては安心して歩くことも出来ません。
RT.2においては、朝のこわばりなどで手が動かしにくい状態でも路面状況を検知し、下り坂や急発進時には自動的にブレーキが働き、安心して活動することが出来ます。また過度にハンドルやブレーキを握る必要もなく、肩や首まわり筋力の緊張や手の痛みが軽減できます。

 RT.2では、利用者の歩行レベルに合わせて速度の上限設定を4段階で行うことが可能、速度超過を検知すると自動的に減速ブレーキが働き、転倒を防止します。
 速度設定は以下の4段階となります。
速度1・・・上限1.5km/h
速度2・・・上限3.0km/h
速度3・・・上限4.5km/h（初期設定値）
速度4・・・上限6.0km/h
パーキンソン病など歩行障害のある方はまずは速度1でお試しをお奨めします。

傾いた道でも安定して歩いている様子

速度・アシスト・ブレーキの設定方法

 人工股関節置換術数は全国的に伸びており、病院リハ室での抑速ブレーキ需要は高い。一方、既存の抑速ブレーキ付き歩行器では上り坂で非常に重くなり、一部セラピストからは改善要望が出ていると聞きます。RT.2では速度を検知すると自動的に減速ブレーキは働きますが、設定した速度以内で歩けば、上り坂でも適切なアシストが働き、負荷なく歩いていただくことが出来ます。
また股関節の状態が良くなれば、速度制限を速度1から2・3と徐々に緩和させ、状態に合わせた設定が出来ます。

設定した速度を検知すると自動ブレーキ

フレーズターゲットは、医療法人系の居宅や、訪問看護・訪問リハなどが併設している居宅、病院リハ室などが考えられます。

神経系疾病などで歩行器のハンドル、ブレーキ操作が難しいケース

Q

利用者にどの設定が適切であるのか良くわからないです。

A

まずは初期設定（アシスト3・ブレーキ3・速度3）のままで、利用者にRT.2を試してもらってください。初期設定値は、RT.2の電動アシスト制御を体感して頂きやすい設定としてます。その後必要に応じてアシスト・ブレーキ・速度を個別に設定してください。
 「アシスト」は上り坂でのモータアシスト力（馬力）、「ブレーキ」は下り坂でのブレーキ力（自転車でたとえると半ブレーキの強さ）、「速度」は制限速度（設定した速度超過を検知すると抑速ブレーキ）となります。
 突進歩行など歩行障害をお持ちであるとアセスメントで把握している場合は、速度設定を事前に1もしくは2に設定し、デモの際に利用者が不安にならないように配慮していただくなどをお奨めします。

RT.2 Q＆A ～Q

RT.2は雨の中で使っても大丈夫ですか？

A

RT.2は防水機能規格（IPX3：防雨型）に適合しています。いわゆる生活防水機能になります。
通常の雨天時での使用は可能ですが、バッテリーボックスのふたがきちんと閉まっていないと水滴が入る可能性ありますので、気をつけてください。
また保管は雨などが掛からないような場所に置いていただくか、カバーをかけるなどをして頂くよう、利用者にお願いをしてください。
 IPX3とは、「鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない」保護範囲になっています。

QA

Q

1回の充電に掛かる電気代はいくらぐらいでしょうか？

A

バッテリ残量空の状態から満充電までに必要な電力量は、約50Wh。関西電力 従量電灯A の単価は、22.83円/kWh（2016年1月時点の情報）
以上により、電気代の概算は、22.83円/kWh
× 50Wh = 1.14円 となります。

Q

手袋をしていても利用できますか？

A

バッテリーの充電は高齢者の方でも簡単に出来ますか？

 通常市販されている厚み1.5mm以下の手袋では問題なく作動することを弊社にて確認済みです。
以下、作業確認済みの手袋の一例

はい、簡単に出来るよう工夫を凝らしています。
まず、バッテリー重量は220gと、これまでの電動車いすなどと比べて大幅な軽量化を実現、高齢者の方に負担なく充電していただけるようにしております。携帯電話のように、充電器のACアダプタを家庭用コンセントに接続、バッテリーパックをセットするだけです。
充電器自体もコンパクト、持ち運びしやすい大きさです。例えば充電が道中なくなってしまうのではないか？と不安な利用者や、旅行など遠方でRT.2をご利用いただく方などに配慮し、充電器も簡単に携帯していただけるサイズ感としています。

バッテリーの充電方法

バッテリーをRT.2本体にセットする方法

Q

1回の充電で歩行できる時間は？

A

連続使用時間は、標準走行パターン、新品バッテリ使用時で約4時間となります。 標準歩行パ
ターンとは、坦路100m→上り傾斜4度100m→平坦路100m→下り傾斜4度100mの路面を繰り返し歩行することです。

手袋の種類により、右グリップにある把持センサー（静電センサー）がうまく働かない場合があります
ので、手袋の使用は基本的に推奨しておりません。
自動アシスト・ブレーキが働かない場合は手袋を外してお試しください。

厚さ：約1mm
素材：毛・ナイロン・アンゴラ

厚さ：0.9mm
素材：アクリル100%

厚さ：1.5mm
素材：ポリエステル
100％（表面ポリウレタンコーティング）

Q

おしゃべり機能をオフにすることは出来ますか？

A

はい、音量はオフも含めて8段階で調節出来ます。
初期設定は6段階目の大きさとなっています。
 音声をオフ（1段階目）設定であっても、転倒時などの緊急時音声は必ず発するようになっています。

音量を調節する方法

RT.2 Q＆A ～Q

歩行距離をおしゃべりしてくれますが、ログ機能はありますか？

A

ログ機能はついていません。歩行距離は、電源オンから電源オフするまでの間の実績値になっており、電源オフ時に「今回の歩行距離は○○メートルでした。お疲れ様でした。」という音声で発せられます。

A

センサー・モーターの点検以外は、通常の歩行器と同様の点検を行っていただければ結構です。詳しくは整備マニュアルをご覧ください。

 後輪には1本につき6箇所のスリップサインがあります。何処か一カ所でもこの溝が完全に見えなくなっていたら交換の目安となります。

 外出意欲の向上に繋がる他、リハ等での歩行実績確認、エビデンスにもなる便利な機能です。
 訪問リハや退院前の院内リハなど歩行データを取る際に評価を頂いており、リハ職へのデモ・プレゼンの際にぜひご紹介していただきたい機能です。

QA

利用者先での定期点検時に、我々でも簡単に点検チェック出来ますか？
ロボット機能付きなので少し心配です。

Q

杖ホルダーはありますか？

A

ご安心ください、オプションで杖ホルダーをご用意しています。1本杖用となります（多点杖用はございません。）
価格は弊社もしくはお取引先事業所様までお問合せくださいませ。

Q

段差はどれぐらいまで乗り越えることが出来ますか？ また車いすのようなティッピングレバーはありますか？

A

路面状況なども影響されますが、おおよそ3cmの段差はそのまま乗り越えることが出来ます。
前輪が段差で引っかかり、うまく前に進めない場合は後輪内側に設置しています「段差用ステップ」に足裏を当て、車体前方を少し浮かして通過してください。

グリップやバッテリーボックスに搭載しているセンサーや、後輪モーターに故障がないか確認することが出来る自己診断機能を標準装備しています。
利用者宅での定期点検時や、出荷前の確認点検などで活用いただける非常に便利なモードで、作業時間はおおよそ5分程度で完了し、もし異常がある場合はどこがおかしいのか、その箇所を音声でアナウンスしてくれます。
 利用者もケアマネジャーも皆が安心してもらえる機能となっています。ぜひ商品を利用者やご家族、ケアマネジャーへご紹介する際にお話し頂きたいです。
 定期点検作業は、福祉用具専門相談員の経験年数に左右されるところが大きいと言われています。
この自己診断機能は、経験年数1年目の新人の方でも10年目のベテランの方でもばらつきなく同じ結果がもたらされます。
 利用者からの「なんとなく納品時に比べておかしいから交換してほしい」等のご要望があっても、この自己診断機能を活用し、故障がないことを利用者にご理解いただければ、過剰な商品交換も減り、コスト減にも繋がります。

段差用ステップ

自己診断機能による車体状況の確認

段差を乗り越えるRT.2 仕様

RT.2本体
品名重量ロボットアシストウォーカー RT.2
RT2-01RD（レッド）RT2-01CG（シャンパンゴールド）
4573188820037（レッド）4573188820044（シャンパンゴールド）
01560-000003 （介護保険福祉用具貸与対象品）
フレーム：アルミ 前輪：EVA 後輪：TPR
コントロールボックス：プラスチック他
９kg（標準バッテリーパック搭載時）

使用時寸法

長さ740×幅546×高さ735～860mm

折りたたみ時寸法

長さ740×幅260×高さ735mm

ハンドル高さ

荷物収納カゴ

725、750、775、800、825、850mm 6段階
前輪（Φ194mm×幅42mm）
後輪（Φ150mm×幅32mm）
容積：約9ℓ、積載重量：最大5kg

座面

高さ520mm 最大使用者体重：100kg

型式
JANコードTAISコード
材質

前輪・後輪

実用登降坂性能

縦断勾配12％(傾斜7度）・横断勾配5%(傾斜3度)
最大6km/h
速度範囲（簡易設定で1.5・3・4.5・6km/h 4段階調整可）
約4時間
連続動作時間(標準歩行パターン・標準バッテリーパック使用時)
おしゃべり機能
音声オンオフ機能（8段階で音量設定可能）※標準歩行パターンとは、平坦路100ｍ→上り傾斜4度100m→平坦路100m→下り傾斜4度100mの路面を繰り返し歩行することです。

バッテリーパック/充電器
バッテリー種類

リチウムイオンバッテリー

バッテリー重量約220g

バッテリー寿命について使用期間で2年間、または充・放電回数で 300回が目安となります。
バッテリーの寿命は、使用状況/保存の状態/気温などによって目安の時期より短くなります。

充電時間約3時間

環境条件

使用環境温度 0～40℃

QRコード動画一覧

RT.ワークス株式会社 動画サイト＊QRコードをご使用されない方はこちらから https://goo.gl/381WIH

上り坂はアシストで楽々・下り坂は適度に減速ブレーキ

アシスト・ブレーキ・速度の設定を行う方法

傾いた道でも片流れ防止

音量を調節する方法

設定した速度を検知すると自動ブレーキ

自己診断機能による車体状況の確認方法

車体を展開する

アシスト・ブレーキ・速度・音量の設定値を初期化する方法

車体を折りたたみする

ハンドルの高さを調節する方法

バッテリーを充電する

座面に休憩するバッテリーを本体にセットする

段差を乗り越える

RT.ワークスサポートセンター
受付時間(月～金)9:00～17:00※土・日・祝およびお盆・年末年始は除く

RT.ワークス