安全に関するご注意●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
●検知器は指定対象ガスのものを、お使いください。指定の対象ガス以外でご使用になると事故の原因になるおそれがあります。

検知器の性能を維持し、安全を確保していただくために、取扱説明書に沿って日常点検および定期点検を実施してください。

本社
東日本営業部
東
京
札幌営業所
仙台営業所
新潟営業所
静岡営業所
北上出張所
北関東出張所
千葉出張所
神奈川出張所
中 部 営 業 部
中部
北陸営業所
西日本営業部
関
西
岡山営業所
広島営業所
九州営業所
京滋出張所
姫路出張所

このカタログは、再生紙を使用しています。

■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 − 5 − 4 TEL（06）6308−2111■ 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2（浜松町262ビル3F） TEL（03）5403−2703■ 〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2（札幌センタービル20F） TEL（011）231−1101■ 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7（ティエヌビルディング4F） TEL（022）295−6061（ファースト米山201） TEL（025）365−1390■ 〒950-0916 新潟市中央区米山３-１■ 〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7（大樹生命静岡駅前ビル2F） TEL（054）255−1901■ 〒025-0016 花 巻 市 高 木 第 2 1 地 割 9 3 - 8 TEL（0198）29−6633■ 〒330-0855 さいたま市大宮区上小町544（武井ビル2F） TEL（048）643−1223■ 〒260-0834 千 葉 市 中 央 区 今 井 1 - 2 3 - 7（ S Yビ ル 2 F ） TEL（043）209−1650■ 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-3-1（新横浜アーバンスクエア6F） TEL（045）473−6451■ 〒460-0004 名 古 屋 市 中 区 新 栄 町 2 - 4（ 坂 種 栄ビ ル7 F ） TEL（052）951−2650■ 〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1（アーバンユースフルビル2F） TEL（076）234−5611■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 - 5 - 4 TEL（06）6308−2111■ 〒710-0826 倉 敷 市 老 松 町 2 - 7 - 4（ 倉 敷 ビ ル 5 F ） TEL（086）435−5087■ 〒732-0827 広島市南区稲荷町2−16（広島稲荷町第一生命ビル6F） TEL（082）568−2800（ツヅキ博多ビル３F） TEL（092）431−1881■ 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南４−３−１８■ 〒520-0044 大津市京町4-4-23（アソルティ大津京町6F） TEL（077）526−8222■ 〒670-0965 姫路市東延末3-50（姫路駅南マークビル2F） TEL（079）225−8965

URL www.new-cosmos.co.jp※ カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

2023年12月制作（A）
7370-CM020

XA-4000Ⅱシリーズ

携帯用ガス検知器総合カタログ

時代のセンサニーズに こたえます ｡
CONTENTS
可燃性ガス検知器･･････････････････････････････ 3
近年における産業技術の多様な展開
はめざましく、その一方で各種のシス
テムが複雑なものとなり、それに対応したセキュリティ機能を発揮する保安機器へのニーズも高まっています ｡
当社は、家庭用・工業用・携帯用ガス検知警報器のパイオニアとしての活動に一貫して取り組み、数多くのユーザーにとって最適の製品を提供してきました。とくに、独自のガスセン
サ技術の研究は、各種製品の性能アップを実現して、高度な信頼性とともに、ユーザーからの高い評価をいた
だいています。
今後は、急速な進展を示すエレクト
ロニクス技術をフルに活用し、より多様なニーズにこたえ、多彩な携帯用検知器の開発へと結びつけたいと思います ｡
1

酸素・硫化水素濃度計･････････････････････････ 12
複合型／単体型ガス検知器･････････････････････ 14
毒性ガス検知器･･･････････････････････････････ 21

D A T A

検知対象ガスコスモスガスセンサ････････････････ 28
爆発性ガスの分類・防爆構造･････････ 29
可燃性ガス、毒性ガス･及び蒸気の危険性･･････････････････ 30

燃焼排ガス検知器･････････････････････････････ 22
VOC分析装置・モニタ･････････････････････････ 23
ニオイセンサ･････････････････････････････････ 25

可燃性ガス

毒性ガス

酸素濃度

フロン

におい

鉄粉濃度

室内空気汚れ

その他

オゾン

検知原理
熱線型半導体式
センサ

接触燃焼式･
センサ

基板型半導体式
センサ

定電位電解式
センサ

隔膜ガルバニ･
電池式センサ

赤外線式･センサ

気体熱伝導式･
センサ

室内空気汚れ検知器・フロン検知器･････････････ 26
鉄粉濃度計･･･････････････････････････････････ 27

2

可燃性ガス検知器

可燃性ガス検知器

自動吸引式

携帯用ガス検知器 XP-3000Ⅱシリーズ

可燃性ガス

接触燃焼式センサ

1 ワイドレンジモデル新登場
ワイドレンジモデル（XP-3360Ⅱ-W、
XP-3368Ⅱ-W）は、低濃度から爆発
危険濃度までを1台で検知可能。従来の2台分の測定範囲を1台で補えるので、作業効率化およびメンテナンス費用の削減ができます。

設定されているものが対象。なお、校正は検知対象ガスのみで行っているため、読み替え時のガス濃度は参考値となります。

＊メタンの場合

低濃度〜爆発下限界濃度まで検知（XP-3360Ⅱ-W、XP-3368Ⅱ-W）

爆発危険濃度検知

100％LEL（XP-3310Ⅱ、XP-3318Ⅱ）

高感度検知（XP-3360Ⅱ、XP-3368Ⅱ）
0

可燃性ガス（％LEL）
を検知対象とする機器※の場合、検知対象以外に32種類のガス種へ読み替えが可能。
校正曲線での換算は不要で、ガス種を選択するだけで読み替えできます。
※対象機種：XP-3310Ⅱ
・XP-3318Ⅱ
・XP-3360Ⅱ-W・XP-3368Ⅱ-Wのうち、1ガス目にメタン・イソブタン・プロパンが可燃性ガスの検知範囲
ワイドレンジモデル

4 32 種類のガス種への読み替えが可能

5,000ppm 10,000ppm

50,000ppm

読み替え可能なガス種一覧（32 種）
メタン

イソブタン

水素

プロパン

n-ブタン

エタン

アセチレン

エチレン
メタノール

プロピレン

トルエン

エタノール

イソプロピルアルコール

アセトン

メチルエチルケトン

o-キシレンm-キシレンp-キシレン

酢酸エチル

酢酸プロピルベンゼン

エチルベンゼンn-ペンタン

シクロペンタンn-ヘキサン

ヘプタン

ガソリン

ジメチルエーテル

シクロヘキサンメチルシクロヘキサン

テトラヒドロフラン

メチルイソブチルケトン…これらのガスを検知する場合は溶剤用のガス導入管を手配時ご指定下さい。

2 専用アプリによる メール通知機能

1mガス導入管

Bluetooth搭載でスマートフォン・タブレットの専用アプリにて、
リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能。また、ガス警報時に作業員の位置情報等を知らせる自動送信メールの設定が可能です。
※GooglePlay/AppStoreから専用アプリのダウンロードが必要となります。

専用アプリでできること
・リアルタイムの濃度表示 ・トレンドグラフ表示 ・警報メール通知設定 ・リアルタイムの温湿度表示 ・ロギングデータ表示

照明ランプ

照明ランプ
（本体上部）

防爆エリアでの明かりとして使用出来ます。

ガス警報時のメール通知フロー

排気口
警報ランプ

LCD表示部

電源スイッチ

①ガス警報情報をBluetoothで ②指定メールアドレス最大専用アプリに自動送信
100件に警報情報を自動送信③メールによる警報情報、位置情報の通知3 耐衝撃性向上④ガス漏洩の危険を関係者に一斉送信します

ブザー孔

従来品から耐衝撃性が大幅アップしました。保護等級IP67相当
エラストマカバーの防水・防塵構造です。エラストマカバー標準付属。

34

可燃性ガス検知器
XP-3000Ⅱシリーズ

可燃性ガス検知器

製品仕様

シリーズラインナップ
検知対象
型式

酸素濃度計
可燃性ガス

爆発危険濃度（%LEL）

高感度
（ppm）

高濃度
（vol％）

酸素濃度計

酸素（vol%）

型式○

XP-3310Ⅱ○

XP-3360Ⅱ
XP-3360Ⅱ-W○

XP-3318Ⅱ○○○

XP-3368Ⅱ○

XP-3368Ⅱ-W

○

○

○

○

XP-3380Ⅱ○

XP-3380-E○

XP-3340Ⅱ

XP-3000Ⅱシリーズ共通
燃焼管理用

XP-3380Ⅱ

酸素濃度計

XP-3380Ⅱ-E

対象ガス

酸素

検知原理

ガルバニ電池式

検知範囲

0~25vol%

指示精度±0.3%vol%表示分解能

0.1vol%

警報設定値

18vol%
約100時間型式

XP-3360Ⅱ-W

XP-3360Ⅱ

XP-3310Ⅱ

対象ガス
検知範囲
指示精度※1
表示分解能

接触燃焼式

気体熱伝導式0〜5000ppm または
0〜10000ppm

1000ppm 以下：±100ppm/1001〜10000ppm：±500ppm
上記以外：±5%FS

10%FS 以下：±1%FS
上記以外：±5%FS

連続使用時間0〜100%LEL-20〜50℃ 95%RH以下（但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと）

使用圧力範囲大気圧（800〜1100hPa）【アルカリ乾電池仕様】
Ex ia da ⅡC T4 Ga（XP-3380Ⅱ以外） /【ニッケル水素充電池仕様】
Ex ia da ⅡC T3 Ga（XP-3380Ⅱ以外） /

±5%FS

±5%FS

1ppm

0.1%LEL

0.1vol%20%LEL

250ppmまたは500ppm

20%LEL

50vol%

IP67相当主な機能

自己診断（センサ異常）、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、
ピークホールド機能、LCDバックライト、
ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、
ブザー音量設定、
ブザー消音、
データロギング

寸法

W91×H164×D44mm（突起部除く）質量約460g（電池含む）

標準付属品

1mガス導入管または1mガス導入管（溶剤検知用）、ショルダーベルト、
ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池（もしくはニッケル水素充電池）、液晶保護フィルム

オプション

レザーケース、アリゲータークリップ、ガス導入管(1・2・3・5・10m)、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント、液晶保護フィルム

オプション紹介・ 写真は溶剤検知用/1mタイプ
アタッチメント

約100時間

約15 時間※1 同一測定条件によります。 ※2 25℃、無警報・バックライト消灯・データロギング OFF 時。環境条件・使用条件・保存期間・電池メーカーなどにより異なります。

アリゲータｰクリップ［ST-22］
ベルト等に引掛けて使用することが可能です。

高感度検知・爆発危険濃度検知

高感度検知

爆発危険濃度検知

XP-3368Ⅱ-W

XP-3368Ⅱ

XP-3318Ⅱ

可燃性ガス及び
可燃性溶剤の蒸気

酸素

可燃性ガス及び
可燃性溶剤の蒸気

酸素

ガルバニ電池式

接触燃焼式

ガルバニ電池式

接触燃焼式

ガルバニ電池式

0〜25vol%

0〜5000ppmまたは0〜10000ppm

0〜25vol%

0〜100%LEL

0〜25vol%

指示精度

1000ppm 以下：±100ppm
1001〜10000ppm：±500ppm
上記以外：±5%FS±0.3vol%

10%FS 以下：±1%FS
上記以外：±5%FS±0.3vol%±5%FS±0.3vol%

表示分解能

0.1%LELもしくは1ppm

0.1vol%1ppm

0.1vol%

0.1%LEL

0.1vol%

警報設定値

20%LEL

18vol%

250ppmまたは500ppm

18vol%

20%LEL

18vol%

対象ガス
検知原理
検知範囲

連続使用時間Ex ia ⅡC T3 Ga（XP-3380Ⅱ）

保護等級

複合型ガス検知器

型式

Ex ia ⅡC T4 Ga（XP-3380Ⅱ）

0~100%vol

0.1%LELもしくは1ppm※2単3形アルカリ乾電池4本または単3形ニッケル水素充電池4本

使用温湿度範囲

XP-3340Ⅱ
可燃性ガス・不活性ガス

0.0〜100.0%LEL（100.1〜110.0%LEL）※ppm 表示に切替可

警報設定値
FS:フルスケールの略

高濃度検知

可燃性ガス 及び 可燃性溶剤の蒸気検知原理

ブザー鳴動、警報ランプ（黄色）点滅およびLCD表示

防爆構造

可燃性ガス検知器・その他ガス検知器
爆発危険濃度検知

ブザー鳴動、警報ランプ（赤色）点滅およびLCD表示

エラー通知方式
使用電源

○

高感度検知

自動吸引式

ガス警報方式

本質安全防爆構造（可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造）

連続使用時間高感度検知・爆発危険濃度検知

ガス採取方式

可燃性ガス及び
可燃性溶剤の蒸気

酸素

接触燃焼式
0.0〜100.0%LEL※ppm 表示に切替可

約15 時間レザーカバー［C-37］
汚れや傷から本体を保護します。

アタッチメント［AT-2B］

充電器［BC-10］
ニッケル水素充電池の充電をします。
また本体に電池が入ってない状態でもAC電源から電力供給が可能です。

ガス導入管(1・2・3・5・10m)
通常用［SH-301］/
溶剤検知用［SH-401］※仕様は検知対象ガスによる。
詳細はお問合わせください。

ログデータ収集ソフトウェア［XP-3000ⅡL］
ログデータをPCに読み出す場合に使用します（CD-ROM）。

その他、便利機能

タイマー／ストップウォッチ機能

自立用スタンド付

測定時のカウントに試験室など固定場所での作業時にバンプテストモード※対象機種：XP-3310II、XP-3318II、XP-3360II-W、

背面のスタンドによって、機器本体を机上に自立させることができ、両手を防ぐことなく検知できます。

XP-3368II-Wのうち特定のガス種設定時に限る

56可燃性ガス検知器

可燃性ガス検知器
離れた場所からメタン成分を検知します

可燃性ガスの検知に威力を発揮します
自動吸引式

小型・高性能レーザー式メタン検知器 LaserMethane SMART LM2B03E-SBA
特

可燃性ガス

長

可燃性ガス探知器 XP-702ⅢL
特LPガス事業者向け●Bluetooth 搭載機器の特徴 （バージョン： LM2B03E-SBA）

ガス漏れ
検査

検知用LED

修理・点検

クラウド
サーバー

定期点検

仕

象

ガ

ス
位

ppm・m

検知可能濃度 LPG、都市ガス等：10ppm フロンガス：30ppm

出

限

界

1～50,000ppm・m

応 答 時 間 5 秒以内（フロンガスを除く）

検 出 応 答 時 間

0.1秒

検

離

0～30m

検 知 表 示 断続音及びアラームランプの点滅

源

指定電池：Panasonic製eneloopシリーズ（単3ニッケル水素電池） ･BK-3MCC、BK-3HCD、BK-3HCC、BK-3LCC

出距

LPG、都市ガス等：3.3 × 10-6Pa・m3/s
検知可能漏洩量 フロンガス：‌
［R-407C］12.4g/ 年
［R-410A］11.2g/ 年

防 爆 規 格 対 応

Ⅱ3 G EX ic op-is ⅡA T4 Gc
ATEX:EN60079-11 IECEｘ：IEC60079-11

保

護

ク

ラ

ス

防塵・防滴構造（IP54 同等）

寸

法

と

重

量

寸法：55mm（横）×200mm（縦）×53mm（厚さ）
重量：500g（単3 ニッケル水素電池eneloop４本含む）（XP-702ⅢL-B KHK）

可燃性ガス

接触燃焼式センサ

XA-380s  乾電池仕様

可燃性ガス探知器 XP-702ⅢS
特産業ガス事業者向け

検知範囲(サービスレンジ)

0～100％LEL（101～110％LEL）

示±10％LEL以内（0～100％LEL）

表

示

分

解

能

1％LEL

警

報

設

定

値

1段目：10％LEL

使

単4形アルカリ乾電池1本

単4形ニッケル水素電池 1本

ロングライフモードOFF

約17時間

約20時間

ロングライフモードON

約34時間

約40時間

連続使用
時間※2

使 用 温 湿 度 範 囲－20～50℃、30～85％RH

保級

IP54相当能自己診断（センサ異常、ゼロ調整不能）、自動エアー調整（ゼロ調整）、
電池残量表示、ブザー音量設定、警報履歴表示（最大30件）、
ピークホールド機能、LCDバックライト、LCD表示テスト、警報テスト

護
な

等
機

防

爆

構

造

外

形

寸

法

標 準
付属品

量

照明ランプ

2段目：25％LEL

ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、バイブレーション（自動復帰）

源

フロン

可燃性ガス

熱線型半導体式センサ

バルブ

型

様
式

XP-702 Ⅲ S-A

XP-702 Ⅲ S-B

XP-702 Ⅲ S-F

代替フロンと
1 種類の
可燃性ガス
可燃性ガス
（メタン、イソブタン等） 切替式

減圧弁

検 知 原 理 熱線型半導体式
メタン、イソブタン等：3.3 × 10-6Pa・m3/s
検知可能漏洩量 フロンガス：‌
［R-407C］12.4g/ 年
［R-410A］11.2g/ 年･

検知可能濃度 メタン、イソブタン等：10ppm フロンガス：30ppm
応 答 時 間 5 秒以内（フロンガスを除く）※3

検 知 表 示 断続音及びアラームランプの点滅
電

防 爆 構 造 ※ 2 本質安全防爆構造（Ex ia IIB T3 Ga）

H40×W86×D20㎜（突起部を除く）

使用温湿度範囲 －20℃～+50℃ 85%RH以下（但し、結露なきこと）

約63g（電池を除く）

共通付属品

安全ピンアダプタ、フィルタ付センサカバー

外 形 寸 法 W38×H135×D32mm（突起部を除く）

単4形アルカリ乾電池 1本

質

共通オプション

レザーケース（C-22）

充電池ユニット（単4形充電池 1本付）

量 約 190g（電池、レザーケースを含む）

付 属 品 ※3

充電池ユニット（単4形充電池1本付）、専用充電器（BC-8）、ACアダプタS（単体用）※4、ACアダプタM（連結用）※4※1 指示精度：同一測定条件によります。サービスレンジは除きます。
※2 25℃、無警報、バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間などにより異なります。
※3 新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP54に準じた弊社の試験を満足する構造です。
但し、ガス検知については保証するものではありません。
IP54相当とは、被試験品内を最大2kPaの減圧状態で粉塵試験を行ったあと起動時の動作に異常がない構造（IP5X相当）、およびオシレーティングチューブによるあらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼさない構造（IPX4相当）を意味します。
※4 充電器（BC-8）は最大5台まで連結可能です。連結充電の際はACアダプタM（連結用）をご使用ください。

空調配管

源 単3形アルカリ乾電池（LR6 パナソニック
（株）
製）2本

連続使用時間※ 1 約12時間（単3形アルカリ乾電池）［常湿・常温において］

Ex ia ⅡC T3(日本、本質安全防爆構造)

―

フランジ

長

機種別付属品

機種別オプション※LCD画面ではいずれも「FLON」と表示※対象ガスをご指定ください。
※その他のガス種についてはお問い合せください。

XP-702ⅢS 使用例

2 種類の検知対象ガス 可燃性ガス
切替式

ガ ス 警 報 方 式
電

R22、
R32、
R404A、
R407C、
R600a
（i-B）
、
R410A 他

●ポンプ自動停止機能付き

仕

指

用

ン

※フロンガスは30ppm

接触燃焼式
メタンまたはイソブタンまたは水素 ※対象ガスをご指定ください。

度 ※1

ロ

●照明ランプ搭載で暗い場所での作業に便利●小型・軽量で作業性抜群● 1 台で最大 2 種類のガスを検知可能●わずか 10ppm ※の微量のガス漏れを検知可能

XA-380s  充電池仕様

拡散式

精

フ

LPG、13A※その他可燃性ガスはLCD画面では「ETC」
と表示

自動吸引式

検 知 対 象 ガ ス

オプション

7

理

可燃性ガス

※1 KHK検定品は3秒以内。
※2 環境条件、使用条件、保存期間などにより異なる場合があります。
※3 レザーケース装着の場合。
※4 仕様により内容が異なります。
※5 ガス捕集器セットを4種類用意しています。詳細はお問い合わせください。

高圧ガス保安協会検定合格品

ガ ス 採 取 方 式

質●ガス製造所、発電所●石油精製・化学工場●製鉄所●水素関連施設など

原

レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、
自在型アタッチメント、ダストフィルタ、
単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等

別売オプション※ 5 なまし銅管、埋設管隙間用ガス捕集器、配管用ガス捕集器 等※写真はXP-702ⅢL-B

様
知【検知対象ガス】

量 約 190g（電池、レザーケースを含む）

付 属 品 ※4●乾電池 1 本で連続 34 時間以上使用可能※単 4 形アルカリ乾電池使用		
●アラーム、ランプ、バイブレーション警報				●小型、軽量、わずか 63 ｇ					●警報履歴表示機能付					●本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3				

主途

防 爆 構 造 ※ 3 本質安全防爆構造（Ex ia IIB T3 Ga）

質

長

検

エアコン

源 単3形アルカリ乾電池（LR6 パナソニック
（株）
製）2本

連続使用時間※ 2 約12時間（単3形アルカリ乾電池）［常湿・常温において］

外 形 寸 法 W38×H135×D32mm（突起部を除く）

microSD カードに記録（容量 16GB）

式･

使用温湿度範囲 －20℃～+50℃ 85%RH以下（但し、結露なきこと）

ガイドレーザー光：Class 3R
測定用レーザー光：Class1※レーザー光をのぞき込まないでください。

型

用

電

＊

レ ー ザ ー の 安 全 性

仕配管の継目など※1

ポケット型可燃性ガス検知器 XA-380s

生活防水に対応

XP-702 Ⅲ L-F
代替フロンと可燃性ガス
切替式

メタンガス（CH4）メタン含有ガス（天然ガスなど）

測 定 デ ー タ の 保 存

IP54相当XP-702 Ⅲ L-B
１種類の
可燃性ガス

検 知 原 理 熱線型半導体式

連 続 動 作 時 間
2.5時間（Panasonic eneloop 使用時）
（ 環 境 温 度 25 ℃） 3.5時間（Panasonic eneloop Pro使用時）

防沫・防塵

XP-702 Ⅲ L-A

2 種類の検知対象ガス 可燃性ガス
切替式

Bluetooth 使用でクラウドとの通信によるデータ保存が可能＊電池は付属していません。あらかじめ指定の電池を4 本準備してください。

胸ポケット等に装着

式

様電（メタン/イソブタン/水素）型

LM2B3E-SBA

特屋内配管、ガス栓、
ゴム管

様

仕

検

本器の測定原理は、特定波長のレーザービー
ム（赤外線）を吸収するメタンの特性（赤外吸収分光技術）を利用しています。
ガス配管・地表面などの標的にレーザービー
ムを照射し、標的からの乱反射光を受光し、その吸収率を測定することでメタンコラム密度を算出しています。

長

機種

単

測定原理

照明ランプ

クラウドサーバーに記録データを保存

対

灯外内管の
ガス漏えい検査

熱線型半導体式センサ※フロンガスは30ppm

信頼性の高い検査記録を作成

Start/Stopボタン

可燃性ガス●ポンプ自動停止機能付き

ガス測定

電源ボタン

フロン

●照明ランプ搭載で暗い場所での作業に便利●小型・軽量で作業性抜群● 1 台で最大 2 種類のガスを検知可能●わずか 10ppm ※の微量のガス漏れを検知可能

測定から検査記録の作成と保管までワンストップでサポートします。

タッチパネル付き
ディスプレイ

XP-702ⅢL 使用例

レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、
自在型アタッチメント、ダストフィルタ、
単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等

別売オプション※ 4 なまし銅管、埋設管隙間用ガス捕集器、配管用ガス捕集器 等※写真はXP-702ⅢS-A※1 環境条件、使用条件、保存期間などにより異なる場合があります。
※2 レザーケース装着の場合。
※3 仕様により内容が異なります。
※4 ガス捕集器セットを4種類用意しています。詳細はお問い合わせください。

【検知対象ガス】
可燃性ガス

フ

ロ

ン

水素、アンモニア、プロパン、ベンゼン、
アセチレン、EO、エチレン、エタン、ブタジエン 他
R22、
R32、
R404A、
R407C、
R600a(i-B)、
R410A 他
※LCD画面ではいずれも「FLON」と表示※対象ガスをご指定ください。
※その他のガス種についてはお問い合せください。

8

可燃性ガス検知器

可燃性ガス検知器

Xai 対応ガス検知器（点検情報の管理・運用システム対応ガス検知器）
自動吸引式

可燃性ガス探知器 XP-702Ⅲai
特都市ガス事業者向け

フロン

可燃性ガス

熱線型半導体式センサ

長

都市ガス用付臭剤濃度測定装置 XG-200F
特都市ガス事業者向け●Xai STATION との連携※により検知器の日常点検を自動化●Xai CONNECT との連携により本体に記録された測定データの運用・管理が容易に●照明ランプが搭載され、暗所での作業性アップ

仕

様

型

式

検知対象ガス

XP-702 Ⅲ ai-A

XP-702 Ⅲ ai-B

XP-702 Ⅲ ai-F

都市ガス（13A・12A：
メタン主成分）、LPG 切替式

都市ガス（13A・12A：
メタン主成分）都市ガス（13A・12A：メタン主成分）、
代替フロン（R-407C、R-410A）切替式

型

キャリアガス

応 答 時 間 5 秒以内（フロンガスを除く）

対象成分に応じたラインアップ

源 単3形アルカリ乾電池（LR6 パナソニック
（株）
製）
2本

TBM用

電池使用時間※ 1 約12時間（単3形アルカリ乾電池、25℃にて）

THT用

XG-200F-A

本質安全防爆（Ex ia IIB T3 Ga）

外 形 寸 法 W38×H135×D32mm（突起部を除く）
付

属

シクロヘキセン

0 ～ 30ppm

0 ～ 5ppm

TBM2ppm
5%RSD

THT10ppm
5%RSD

シクロヘキセン 2ppm
5%RSD

20分

使 用 温 度 範 囲 ＋5℃〜＋35℃、結露なきこと
電付
測定ユニット❷ 可燃性ガスと付臭成分の分離

源 AC100V

50/60Hz

量 約10kg
濃度値4〜20mA（0mA:トラブル警報）
無電圧1a接点（接点容量 AC125V 0.5A、DC30V 2A抵抗負荷）❹ 産業用PCに測定結果を表示

属

品 専用ソフトウェア、電源ケーブル 1本、通信ケーブル 1本※1 お客様で別途、ご用意ください。
※2 ‌THTのみ周辺空気をキャリアガスとすることができますが、この場合条件があります。
詳細はお問い合わせください。
※3 校正を実施し、その後の一か月間の変動範囲として定義する。

･【ガス導入ユニット】❸付臭成分の濃度測定

エアコン

指 示 精 度 ※ 3 指示値の±10%測 定 時 間 30 分

消 費 電 力 測定時35W❶ガス導入／減圧

屋内配管、ガス栓、ゴム管
配管の
継目など

ボンベ空気※ 1

THT

外 部 出 力

動作制御

使用例

灯外内管の
ガス漏えい検査

ボンベ空気※ 1
もしくは周辺空気※ 2

測 定 範 囲 0 ～ 5ppm

質ドレンフィルタ、フィルタエレメント、
自在型アタッチメント、
ダストフィルタ、
ハンドストラップ、
単3形アルカリ乾電池2本 等
品 ※ 3 レザーケース、

別 売 オ プ シ ョ ン ※ 4 Xai STATION、
Xai CONNECT、
なまし銅管、
埋設管隙間用ガス捕集器、配管用ガス捕集器 等

XP-702Ⅲai

ボンベ空気※ 1

外 形 寸 法 W240×H190×D380mm（突起部含まず）

ガス導入ユニット※1 環境条件、使用条件、保存期間などにより異なる場合があります。
※2 レザーケース装着の場合。
※3 仕様により内容が異なります。
※4 ガス捕集器セットを4種類用意しています。詳細はお問い合せください。

※写真はXP-702Ⅲai-A

XG-200F-C

都市ガス導入（常時）
1.0MPa以下

濃度測定のプロセス量 約 190g（電池、レザーケースを含む）

シクロヘキセン用

XG-200F-B

使用温湿度範囲 −20～+50℃、85%RH以下（但し、結露なきこと）
質

XG-200F-C

検 知 対 象 ガ ス TBM
繰り返し精度検 知 表 示 断続音及びアラームランプの点滅

防 爆 構 造XG-200F-B

サンプリング方式 オートサンプリング（ガス導入ユニットSU-01を併用）

検 知 可 能 濃 度 都市ガス、LPG 等：10ppm フロンガス：30ppm※2式 XG-200F-A

測 定 方 法 ガスクロマトグラフィー

検 知 可 能 漏 洩 量 都市ガス、LPG：3.3 × 10-6Pa・m3/s、フロンガス：［R407C］12.4g/ 年 ［R410A］11.2g/ 年

電様【測定ユニット】

検 知 原 理 熱線型半導体式

照明ランプ

長

●付臭剤濃度を24時間監視●付臭剤濃度の確実な日常管理を低コストで実現●パソコン上で日々の濃度管理が可能※Xai STATIONは、都市ガス（13A・12A：メタン主成分）のみ対応、LPG・代替フロンは非対応です。

仕

可燃性ガス

トラブル 付臭剤濃度
アナログ出力警報
4〜20mA※PCスペックについて、
詳しくはお問い合わせください。

測定結果表示型

式 SU-01

適 応 圧 力 中圧、低圧
外 形 寸 法 W225 × H185 × D175mm（突起部含まず）
質

量 約4.5kg

産業用PC

大多喜ガス㈱様共同開発品

カート式ガス検知器 XP-707Ⅲai
特都市ガス事業者向け

可燃性ガス

熱線型半導体式センサ

長●適正な速度（4km/h未満）
を超えるとお知らせする速度表示機能を搭載●大きく視認性の高い液晶パネルを採用●BluetoothⓇイヤホン対応●自動ポンプ停止機能搭載●位置情報、警報履歴などの情報を本体（SDカード）に記録し、専用アプリケー
ション
（別売）
で閲覧、
レポート作成が可能 ※位置情報は内蔵のGPSで記録

仕

様

型

式 XP-707Ⅲai

検 知 原 理 熱線型半導体式
検 知 対 象 ガ ス 都市ガス（メタン主成分）
検 知 範 囲 0〜30、0〜100、0〜10000ppm（S、L、H／3レンジ）
警 報 設 定 値

コンパクト収納L/H レンジ： 20ppm（断続音開始）、100ppm（連続音開始）
S レンジ：0 〜 30ppm（断続音開始濃度設定可能）

応 答 速 度 約7秒（90％応答）●LCD表示電池残量、ポンプ動作、
データ保存（本体、SDカード）、GPS電波状態、ブザー音（大、小、OFF）、エラー（ポンプエラー、センサエラー、電池残量警報、
本体エラー）、Bluetooth、速度超過アラーム設定、
ガス濃度バーグラフ、
Bluetoothイヤホン、各種設定
表示・警報方法●LED表示・エラー表示：赤色／黄色LED（2色LED）1個※ポンプエラー、センサエラー、電池残量警報、本体エラー時：点滅（赤色）・ガス警報時：点滅および点灯（赤色）・速度超過アラーム時：点滅（黄色）機

能 自動ポンプ停止機能、オートゼロ調整機能、自己診断機能

使 用 温 度 範 囲 0 〜＋ 40℃
電

源 単1形アルカリ乾電池（ニッケル水素充電池）4本

電池使用時間※

約70時間／アルカリ乾電池使用時（約50時間／ニッケル水素充電池使用時）常温／無警報時

外 形 寸 法 質 量 W288×H925×D570㎜（収納時：W288×H225×D415㎜）、約6.3kg
付

大阪ガス㈱様共同開発品

9

属

品 1次フィルタ10枚、ガス収集マット1枚、単1形アルカリ乾電池4本、SDカード※電池使用時間は、環境条件、使用条件、電池メーカーなどにより異なることがあります｡

10

酸素・硫化水素濃度計

可燃性ガス検知器

識別機能付ガス検知器 XP-304Ⅲai

可燃性ガス

接触燃焼式センサ

デジタル酸素濃度計 XO-326ⅡsA・B・C
特

酸素濃度

隔膜ガルバニ電池式センサ

長●約 15000 時間の連続使用が可能●自動エアー調整機能を搭載●わかりやすい警報機能●表示が見やすい大きな LCD 画面●センサはお客さまの手元で簡単に交換可能。
ランニングコストも低減します● JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計適合品

仕

様

形
コ

XO-326ⅡsA

5ｍコード（本体巻取式）

ド

10ｍコード（本体巻取式）使用例（マンホール作業の場合）
●作業中の
酸欠防止

XO-326ⅡsB

長仕

カラーLCD搭載で識別結果をわかりやすく表示

様式 XP-304 Ⅲ ai

検 知 対 象 ガ ス ※ 1 13A、メタン、LPG、その他可燃性ガス
検知原理 接触燃焼式（4センサ方式）

XO-326ⅡsB

XO-326ⅡsC

5m（本体巻取式）

1m（カールコード式）

10m（本体巻取式）

酸素

検

知

原

理

隔膜ガルバニ電池式

採

取

方

法

拡散式

指

示

表

示

LCD デジタル 3 桁

指

示

精

度 ※1

± 0.5vol％以内

警

報

設

定

値

1 段目 :19.5vol％式

1 段目警報 : 長いブザー断続音、LCD 表示点滅、警報ランプ点滅
2 段目警報 : 短いブザー断続音、LCD 表示点滅、警報ランプ点滅
エアー調整不能、電池切れ、機器異常 : 連続音、LCD 表示、警報ランプ点滅

※ 2

90％応答

警

報

応

答

方
時

間

2 段目 18.0vol％20 秒以内使用温湿度範囲－ 10 ～＋ 40℃、30 ～ 85％ RH 以下（但し、結露なきこと）

電

単 3 形アルカリ乾電池 2 本※ 3

源連 続 使 用 時 間※4

約 15000 時間

防爆

Ex ia IIC T3（本質安全防爆構造）

外

形

構

造 ※5
寸

法

W66×H170×D29mm

W66×H120×D29mm

W66×H200×D29mm

量

約340g
約265g
約410g
（レザーケース、電池を含む） （レザーケース、電池を含む） （レザーケース、電池を含む）

標

準

付

属

品

レザーケース、単 3 形アルカリ乾電池 2 本、フィルタエレメント

オ

プ

シ

ョ

ン

センサ延長ケーブル（5m・携帯袋付）※1 同一測定条件による。
※ 2 周囲温度は 20 ± 2℃の状態とする。
※ 3 防爆規格の適用により、使用できる電池のメーカー指定がございます。（パナソニック製 LR6）
※ 4 ‌25℃、無警報、バックライト消灯にて。また環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
※ 5 レザーケース装着の場合。

1ｍコード（カールコード式）

型

XO-326ⅡsA

長

検 知 対 象 ガ ス

質

特

式

検
知
範
囲
0 ～ 25.0vol％（25.1 ～ 40.0vol％）（サービスレンジ）

XO-326ⅡsC

●作業前の
安全確認

ー

日本海事協会（NK）形式承認品 No.14T601（指定要）JIS T 8201：2010 酸素欠乏測定用酸素計適合品
本質安全防爆構造 Ex ia IIC T3

ガ ス 採 取 方 式 自動吸引式（2ポンプ方式）
識 別 対 象 ガ ス
測

13Aの都市ガス

定範

囲 0～100%LEL/0～100vol%（標準組成13A）

指

示

精

LELレンジ：
2%LEL＝フルスケールの±1%以内（標準組成13A）
50%LEL＝フルスケールの±10%以内（標準組成13A）
度 VOLレンジ：
10vol%＝フルスケールの±6%以内（標準組成13A）
100vol%＝フルスケールの±20%以内（標準組成13A）
但し、2%LEL以下の時は、フルスケールの±1%（標準組成13A）

応

答

速

度

速

LEL時15秒以内
度（標準組成13A 50%LELからAirに切替えて10％復元まで）

メタン
13AまたはLPG（プロパン／ブタン／他）
LPGまたはその他（ガソリン／溶剤／シンナー等の可燃性ガス）

機器本体でロギングデータを表示（最大400件）

13A→「13A」と表示
13A、LPG,他→「13A etc」と表示
メタン→「メタン」と表示
LPG、ブタン、ガソリン等→「LPG etc」と表示

復元

LEL時10秒以内（標準組成13A 50%LELで反応開始から90%応答まで）※周囲環境20℃の時※周囲環境20℃の時

電

源 単2形アルカリ乾電池 東芝（株）LR14 4本

連 続 使 用 時 間※2

4時間以上（25℃、バックライト消灯にて）

防

爆

構

造

※ 3

センサ部：耐圧防爆構造及び本質安全防爆構造
その他：本質安全防爆構造 Ex db ib ⅡB T3 Gb

保

護

等

級

※ 4

IP21相当※3

使 用 温 度 範 囲 -10～40℃（但し、結露なきこと）

一覧表示●同時にガス種識別と濃度を測定●測定レンジの迅速な自動切り替え●都市ガスおよびLPGの濃度表示

大阪ガス㈱様共同開発品

ロギングデータ表示●防爆構造の採用●軽量・コンパクト化

寸法 約W159.5×H128×D103.6mm

質

量 約 2.1kg（電池、レザーケース含む）※1 検知対象ガスの種類についてはお問い合わせください。
※2 連続使用時間は、環境条件、使用条件、保存期間などにより異なります。  
※3 レザーケース収納状態にて。
※4 IP21相当とは、指での機器内部の危険な場所への接近に対して保護している構造（IP2X）、および被試
験品（外郭）の上面へ落下する水滴によっても機器内部に有害な影響をおよぼさない構造（IPX1）を意味します。

酸素・硫化水素濃度計 XOS-326
特

酸素濃度

毒性ガス

隔膜ガルバニ電池式センサ

定電位電解式センサ

長●酸素と硫化水素を同時測定するセンサ分離型濃度計です。

仕

様

型

式 XOS-326

検 知 対 象 ガ ス 酸素

硫化水素

検 知 原 理 隔膜ガルバニ電池式

定電位電解式ガ ス 採 気 方 式 拡散式検 知 範 囲 0 〜 25.0vol％（サービスレンジ25.1％〜99.9vol％） 0〜30.0ppm（サービスレンジ30.5〜50.0ppmまで）
分

解

能 0.1vol%指 示 精 度 ※ 1 ± 0.5vol% 以内

0.5ppmFS ± 5% 以内

警報設定濃度

1 段目：19.5vol%2 段目：18.0vol%

警 報 方 式

1 段目：長いブザー断続音、アラームランプ点滅
2 段目：短いブザー断続音、アラームランプ点滅

応答時間

20 秒以内（90％応答）※2

1 段目：10.0ppm
2 段目：15.0ppm

30 秒以内（90％応答）

使 用 温 度 範 囲 − 10℃〜 40℃
電

源 単3形アルカリ乾電池2本電池使用時間※ 3 連続 50 時間以上（無警報時、20℃の場合）
外 形 寸 法質

本体：W66×H195×D29㎜（突起部除く）
センサ部：φ44×H75㎜（突起部除く）センサ延長ケーブル：5m

量 約 450g（電池除く）

標 準 付 属 品 レザーケース、ショルダーベルト、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント2枚
オ プ シ ョ ン イヤホン（ケース付）※1 同一測定条件下による ｡※ 2 周囲温度は 20 ± 2℃の状態とする。
※ 3 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。

1112

酸素・硫化水素濃度計

複合型／単体型ガス検知器

酸素濃度計 XP-3380Ⅱ

酸素濃度

特

隔膜ガルバニ電池式センサ

酸素／一酸化炭素／硫化水素計 XX-2200シリーズ

長●耐衝撃性のあるボディ。
保護等級 IP67 の防水・防塵構造。
●専用アプリによるメール通知機能。

仕

様

型

式

対

象

ガ

ス

検

知

原

理

検

知

範

指

示

精

度

表

示

分

解

警

報

設

定

連 続 使 用 時 間

囲
※1

能
値
※2

ガ ス 採 取 方 式
ガ ス 警 報 方 式
エ ラ ー 通 知 方 式
使

用

電

源

使 用 温 湿 度 範 囲
使 用 圧 力 範 囲

防

爆

構

造

保

護

等

級

主

な

機

能

寸

法

質

量

標

準

付

属

品

オ

プ

シ

ョ

ン

XP-3380Ⅱ
酸素
ガルバニ電池式
0～25vol%±0.3vol%
0.1vol%18vol%
約100時間
自動吸引式
ブザー鳴動、警報ランプ（赤色）点滅およびLCD表示
ブザー鳴動、警報ランプ（黄色）点滅およびLCD表示
単3形アルカリ乾電池4本または単3形ニッケル水素充電池4本-20～50℃ 95%RH以下（但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと）
大気圧（800～1100hPa）
本質安全防爆構造 （可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造）【アルカリ乾電池仕様】
  Ex ia da ⅡC T4 Ga（XP-3380Ⅱ以外） / Ex ia ⅡC T4 Ga（XP-3380Ⅱ）【ニッケル水素充電池仕様】
  Ex ia da ⅡC T3 Ga（XP-3380Ⅱ以外） / Ex ia ⅡC T3 Ga（XP-3380Ⅱ）
IP67相当自己診断（センサ異常）、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド
機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設
定、ブザー消音、データロギング
W91×H164×D44mm（突起部除く）
約460g（電池含む）
1mガス導入管または1mガス導入管（溶剤検知用）、ショルダーベルト、ドレンフィル
タ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池（もしくはニッケル水素充電池）、液晶保護
フィルム
レザーケース、アリゲータークリップ、ガス導入管(1・2・3・5・10m)、ログデータ
収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント、液晶保護フィルム

酸素濃度

毒性ガス

隔膜ガルバニ
電池式センサO2

O2 & H2S

H2S

O2 & CO

定電位電解式
センサ

CO

特

長

標準付属品

●単4形電池1本で 5000時間連続使用可能。※1●作業者にわかりやすい大音量、4方向の警報ランプ、
バイブレーション機能。
●積算濃度表示機能・ピーク値メモリ機能・ピークホールド機能搭載。
●厚さ 22mm・重さ約75gの薄型・軽量。
※1 無警報時（ガス濃度表示が CO 20ppm以下、O2 20.3vol%以上）、20℃の場合。

本質安全防爆構造

Ｅｘ ｉｂ IIB T3（指定要）安全ピンアダプタ(取付ねじ付）
1個（C-10）オプション
ヘルメットに機器の特長、オプション品についてはP3〜6をご参照ください。

レザーケース（C-11）

耐熱レザーケース（C-12）
胸に簡易点検治具（EG-105）

ヘルメットクリップセット（※）（ST-6）※写真は溝無しヘルメット用。溝有りヘルメッ
ト用もございます。

仕様
防XOS-2200型

式
XC-2200

構

造 Ex ib IIB T3（本質安全防爆構造）

XO-2200

XS-2200

電

源 単4形アルカリ乾電池

1本

検 知 対 象 ガ ス 一酸化炭素

酸素

硫化水素

連 続 使 用 時 間 ※ 2 約5,000時間 ※無警報時（ガス濃度表示が 20ppm以下）、20℃の場合

検

隔膜ガルバニ電池式

定電位電解式

外 形 寸 法 図 W65×D22×H64mm（突起部を除く）

検 知 範 囲 0 ～ 300ppm（サービスレンジ※ 1）（301 ～ 2000ppm）

0 ～ 25.0vol%（25.1 ～ 50.0vol%）0 ～ 30.0ppm（30.1 ～ 100.0ppm）

1段目:50ppm
警 報 設 定 値 2段目:150ppm
積算濃度※2:150ppm・h

1段目:19.5vol%2段目:18.0vol%

1段目:10ppm※6
2段目:15ppm

応 答 時 間 ※ 1 30秒以内

20秒以内

30秒以内

知

原

理 定電位電解式

ガ ス 採 気 方 法 拡散式

13爆

使 用 温 湿 度 範 囲 ー 10 ～＋40℃、30 ～ 90%RH（但し、結露なきこと）XOC-2200

質

表

示

方

式 液晶デジタル（手動バックライト）

警

報

方

式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)

警

報

音

圧 95dB以上／ 10cm

付

属

機

電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、積算濃度表示機能、ガス
能 警報以外の警報機能（積算濃度※3、センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良）、ガス校正
機能

量 約75g（電池含む）

標 準 付 属 品 単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個（取付ねじ付）
オ プ シ ョ ン

レザーケース、耐熱レザーケース、クリップ付ストラップ、簡易点検治具、ガス校正
セット※4、ヘルメットクリップセット※5、フィルタエレメント※1 90% 応答、周囲温度は20 ±2℃の状態とする。
※2 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
※3 ‌積算濃度はガスばく露時間（hr）とガス濃度（ppm）の積で表します。本器では1 分間平均濃度の積算値を60分で除して算出しています。なお、時間計算は±5% 程度の誤差を有しています。また単位は便宜上「ppm」としています。
（例えば、CO 30ppm を5 時間連続ばく露した場合は、30ppm ×300/60=150ppm・h となります。）※4 校正方法については、弊社担当者と打合せが必要です。
※5 ヘルメットの種類によっては、装着できない場合があります。
※6 1ppm 警報設定対応可< 但し15ppm 以上はサービスレンジとなります>( 要指定)

14

複合型／単体型ガス検知器

複合型／単体型ガス検知器

現場状況を的確に把握し、危険をお知らせします

酸素／一酸化炭素／硫化水素計 XX-353Ⅱシリーズ※Bluetooth®対応型のみの機能です。

酸素濃度

毒性ガス

隔膜ガルバニ
電池式センサ

定電位電解式センサ

O2
H2S
XC-353ⅡBT
XO-353ⅡBT（実物大）
酸素・硫化水素計
XOS-353Ⅱ

O2

O2

CO

CO

仕

様
XOS-353Ⅱ

型

式

XOC-353Ⅱ／ XOC-353ⅡBT

XO-353ⅡBT

XOC-353ⅡBT

XC-353ⅡBT（BluetoothⓇ対応型）（BluetoothⓇ対応型）

特

一酸化炭素計XC-353Ⅱ（BluetoothⓇ対応型）

長

熱中症の危険性を表示●表示部に反射型カラー液晶を採用、バックライト付き。太陽の下でも、暗い場所でも、ハッキリ見える。
●警報履歴機能搭載。ガス警報の発生時間、ガス濃度ピーク値を最大200件記録。
●警報音量の調節が可能。
●電池交換が簡単。工具不要。
●暑さ指数（WBGT値）表示機能を搭載

暑さ指数（WBGT値）に基づいて、熱中症の危険性を3段階で色分け表示します。

（黄）
厳重警戒

級

IP54相当※4－10 ～＋40℃、30 ～ 85％ RH（但し、結露なきこと）電

単4形アルカリ乾電池 1本

検 知 対 象 ガ ス

一酸化炭素

酸素

硫化水素

連 続 使 用 時 間※ 5

約5,000時間（無警報時、25℃の場合）

検

定電位電解式

隔膜ガルバニ電池式

定電位電解式外法

W70×D24×H62.5mm（突起部を除く）

量

約82g（電池含む）

知

原

理

拡散式
0 ～ 25.0vol%（25.1 ～ 50.0vol%）0 ～ 30.0ppm（30.1 ～ 100.0ppm）

1段目：50ppm
2段目：150ppm
積算濃度※2：
150ppm・h

1段目：19.5vol%2段目：18.0vol%

1段目：10ppm
2段目：15ppm

応 答 時 間 ※3

30秒以内

20秒以内

30秒以内

表

示

方

式

液晶カラーデジタル（バックライト有り）

警

報

方

式

ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、
振動（自動復帰式）

警

報

音

圧

95dB以上／ 10㎝

能

電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能※2、
液晶表示反転機能、警報履歴機能、
ガス警報以外の警報機能（積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良）、
データーロギング機能（NFCによるデーター読み出し）、
暑さ指数表示機能（WBGT値を色で識別）

付

属

機

源
形

寸

質

警 報 設 定 値

標準付属品
（緑）
警戒、
注意

等

XO-353Ⅱ／ XO-353ⅡBT

検 知 範 囲 0 ～ 300ppm（サービスレンジ※ 1） （301 ～ 2000ppm）

酸素計
XO-353Ⅱ

護

使用温湿度範囲

XC-353Ⅱ／ XC-353ⅡBT

ガ ス 採 気 方 法

酸素・一酸化炭素計
XOC-353Ⅱ

保

標 準 付 属 品

単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個（取付ねじ付）

オ プ シ ョ ン

レザーケース、耐熱レザーケース、アリゲータクリップ、
ヘルメットクリップセット※6、点検治具、点検用缶ガス、簡易点検治具、ログデータ収集セット※1 あくまでも目安としての指示値を表す検知範囲外のレンジ※2 ‌積算濃度はガスばく露時間(hr) とガス濃度(ppm) の積で表します。本器では1 分間平均濃度の積算値を60 分で除して算出しています。
･
なお、時間計算は±5％程度の誤差を有しています。また、単位は便宜上“ppm”としてます。
･（例えば、CO100ppm を30 分間連続ばく露した場合は、100ppm ×30/60=50ppm･h となる。）※3 90％応答、周囲温度は20 ±2℃の状態とする。
※4 ‌新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP54 に準拠した弊社の試験を満足する防塵防水構造です。
※5 無警報・バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
※6 ヘルメットの形状によっては、装着できない場合があります。
※防爆構造ではありません。

オプション品（赤）危険※本機は温度と湿度から簡単にWBGT値を推定し、表示・記録しているものであり、正確なWBGT値と異なることがあります。
また本機は熱中症を予防できる商品ではありません。熱中症対策の目安としてご使用ください。

表示反転機能付き▲▲

エアー調整スイッチの 短押しでLCD表示が反転。
胸ポケット装着時にも濃度表示が見やすい。

ガス濃度・温湿度・WBGT値を自動でロギング
オプションのログデータ収集セットでデータの読み取りやトレンド
グラフ作成も簡単。
別売オプションのログデータ収集セット（カードリーダーと専用ソフト）が必要です。

安全ピンアダプタ（C-29）

レザーケース（C-30）

耐熱レザーケース（C-31）

アリゲータクリップ（ST-19）ヘルメットクリップセット（ST-6）

点検治具（EG-126）

ログデータ収集セット（XOC-353ⅡL）※周囲に溝がないヘルメット用※H２Sは除く

NFC内蔵検知器をカードリーダーにかざし
専用ソフトのスタートボタンを押すだけ〈表示反転時〉※レザーケースはオプションです。

※写真はXOC-353Ⅱです。

15

専用ソフトでトレンドグラフの作成も簡単

16

複合型ガス検知器

複合型ガス検知器

酸素 / 可燃性ガス / 硫化水素 / 一酸化炭素

仕マルチ型ガス検知器 XA-4000Ⅱシリーズ

型

可燃性ガス

毒性ガス

酸素濃度

接触燃焼式
センサ

隔膜ガルバニ
電池式センサ

定電位電解式
センサ

様式

XA-4400Ⅱ

検知対象ガス

可燃性ガス（メタンまたはイソブタン）

硫化水素

一酸化炭素

酸素

検

接触燃焼式

定電位電解式

定電位電解式

ガルバニ電池式知原理

ガス採気方式

拡散式

検知範囲（サービスレンジ） 0 ～ 100％ LEL（101 ～ 110%LEL） 0 ～ 30.0ppm（30.1 ～ 150.0ppm）

O2

CO

H2S

可燃性

0 ～ 300ppm（301 ～ 2000ppm）

0 ～ 25.0vol％（25.1 ～ 50.0vol％）0 ～ 35ppm:0.1ppm
35 ～ 150ppm:0.5ppm

0 ～ 350ppm:1ppm
350 ～ 2000ppm:5ppm

0.1vol％1 段目：10.0ppm

1 段目：50ppm

表 示 分 解 能

1％ LEL

警 報 設 定 値

1 段目：10％ LEL
2 段目：30％ LEL

使

用

電

源

ポンプユニットセッ
トを取り付けることで、自動吸引式として使用できます。
乾電池ユニット：
単4形アルカリ乾電池（パナソニック製）
1本
充電池ユニット：ニッケル水素電池（FDK製）
1本

主

な

機

能

・自己診断
（センサ異常） ・自動ゼロ調整
・電池残量表示・ピークホールド
・バックライト・ガス警報時のブザー停止
・時刻表示
・温度表示
約420g
8mガス導入管（オプション）
・警報テスト・ブザー音量設定
・ロングライフモード
・データロギング（データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要）

外

形

寸

法

W70×H72×D26mm（突起部除く）量約130ｇ（電池除く）

2 段目：15.0ppm

2 段目：150ppm

1 段目：19.5vol%
PA-4000Ⅱ
2 段目：18.0vol%

型式

T W A ：10.0ppm STEL：15.0ppm T W A ：25ppm STEL：300ppm
ポンプユニットセット
使用温湿度範囲 −20～50℃、30～85％RH（但し、結露なきこと）

吸引式として・ポンプユニット（型式：P-400）
本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 X

・アタッチメント・ 単3形アルカリ乾電池１本
セット内容
表 示 方 式 LCD表示
・サンプリングアダプタ
ポンプユニット
ポンプユニットセット
作業前の安全確認に8mガス導入管セット使用時（オプション）
警 報 方 式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示（自動復帰）（接続チューブ付）
PA-4000Ⅱ・レザーケース
本体に8mのガス導入管とポンプ
OFF 時 約 20 時間 ※可燃性ガスセンサなしの場合 約 1200 時間以上（25℃、無警報、バックライト消灯、データロギング OFF 時）
連 続 使 用 時 間 ロングライフモード ON 時 約 40 時間 ／ ロングライフモード（ショルダーベルト付）
ユニットセットを使用して、作業前
防 爆 構 造 Ex ia ⅡC T3 X ( 本質安全防爆構造 )の安全確認ができます。
W125×H110×D43mm
外形寸法
保 護 等 級 IP67 相当（突起部除く）PA-4000Ⅱ

質

（実物大）
特

装着時

質量

（XA-4000Ⅱ本体およびレザーケース、電池含む）

連続使用時間約30時間（25℃、無トラブル時）

標 準 付 属 品

安全ピンアダプタ、交換用フィルタエレメント２枚

オ プ シ ョ ン

レザーケース、ベルトクリップ、保護カバー、ネックストラップ、アームベルト、ロギングデータ収集セット、キャリングケース、
オプション
ポンプユニットセット、1m ガス導入管セット、8m ガス導入管セット

1mガス導入管セット
8mガス導入管セット

サンプリングフロート●上記以外の長さについては
お問い合わせください

（指定要）

装着例

長

● センサ寿命 3 年

作業中の安全確保にガス検知器本体

センサ交換は 3 年に 1 度で OK。

アームベルトオプションのアームベルト
や ベ ルトクリップ を 使 用※ 2021 年 1 月製以降のものが対象。メーカーによる年に一度の点検が条件です。

● ユニット式で選べる 2WAY 電源

乾電池ユニット

電池はユニット式で、どこでも入手しやすい単4形アルカリ乾電池、もしくは繰り返し充電が可能
なニッケル水素充電池が使用可能です（購入時に乾電池ユニットか充電池ユニットを指定する必要があります）。また、電池ユニットを交換することで、乾電池でも充電池でも使用できます。

ネックストラップ●4ガスタイプ、3ガスタイプ、2ガスタイプと検知対象ガスに合わせてお選びいただけます。

ベルトクリップ

型式名

し、腕や腰に装着できます。
また、ネックストラップで首にかけることもできます。

（Photo予定）

約 40 時間※（＝ 8 時間使用× 5 日 / 週）の連続使用が可能です。

※ロングライフモード ON 時

可燃性ガス 硫化水素 一酸化炭素 酸素○○

XA-4300ⅡKHS○○

XA-4300ⅡKCS○

XA-4200ⅡKS○

XA-4200ⅡKH○

2ガス XA-4200ⅡKC○

3ガス

小型・軽量なので、作業中にも邪魔になりません。

● 単 4 形アルカリ乾電池 1 本で一週間稼動

対応ガス種

4ガス XA-4400Ⅱ

XA-4200ⅡHS● 耐衝撃性がアップ

当社従来品から大幅に耐衝撃性がアップしました。機器装着時の思わぬ落下・衝撃にも強い設計です。

XA-4200ⅡCS

○

○
○

○

○
○

○
○
○

○
○

○

● 大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報

3 方向のランプと大音量アラーム（95db 以上 /30cm）、
バイブレーションで警報をお知らせします。

充電池ユニット● 40% 小型・軽量化※当社従来品比

用

充電端子

機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防塵、防水構造です。雨天時や水場の近くで使用しても壊れません。

充電器仕様セット

各種工場、各種作業現場、マンホール内、トンネル等地下工事現場などでの作業員の安全確保に。

W70 × H72 × D26mm、重さわずか約 130g の小型・軽量設計。

● 水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級 IP67 相当

途

･

●

トンネル内作業●マンホール内作業

●

地下工事

●

土木作業

●

電気

●

通信

●

タンク内作業

●

下水道管理

●

警察・消防

●

ケミカル工場

●

石油

●

船内作業

※水中のガス濃度を測定するものではありません。ガス検知口が濡れると一時的に検知できなくなりますので、ご使用になる場合はご注意ください。

● 本質安全防爆構造 Ex ia IIC T3 X

防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能な Ex ia ⅡC T3 X。

吸引式として型式

ポンプユニットセット

・ポンプユニット（型式：P-400）
本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 X

ポンプユニットセットを取り付けることで、自動吸引式として使用できます。
ポンプユニットセット
PA-4000Ⅱ

ポンプユニット

作業前の安全確認に

セット内容
8mガス導入管セット使用時（オプション）

本体に8mのガス導入管とポンプ
ユニットセットを使用して、作業前の安全確認ができます。
PA-4000Ⅱ

8mガス導入管（オプション）
装着時

サンプリングフロート

・アタッチメント・ 単3形アルカリ乾電池１本
・サンプリングアダプタ（接続チューブ付）
・レザーケース（ショルダーベルト付）

外形寸法

W125×H110×D43mm

質量

約420g
（XA-4000Ⅱ本体およびレザーケース、電池含む）

連続使用時間約30時間（25℃、無トラブル時）

オプション

1mガス導入管セット
8mガス導入管セット

標準付属品（突起部除く）安全ピンアダプタ（C-25）

オプション

レザーケース（C-23）

ベルトクリップ
アームベルト
ネックストラップ【専用ストラップ付】（ST-11）（ST-15）（ST-16）※使用にはレザーケース ※使用にはベルトクリップが必要です。

が必要です。

ロギングデータ収集セット（XA-4000ⅡL）
赤外線通信で、機器本体に蓄積されたデータをパソコンに取り込み出来ます。

キャリングケース（ALC-3）●上記以外の長さについては
お問い合わせください

17

作業中の安全確保に・XA-4000Ⅱ本体
・充電器（BC-9）・ACアダプタ

PA-4000Ⅱ

18●4ガスタイプ、3ガスタイプ、2ガスタイプと複合型ガス検知器

複合型ガス検知器

自動吸引式

酸素/可燃性ガス/硫化水素/一酸化炭素

複合型ガス検知器 XP-3368Ⅱ -W／XP-3368Ⅱ／XP-3318Ⅱ
1 ワイドレンジモデル新登場

ワ イ ド レ ン ジ モ デ ル（XP-3368
Ⅱ-W）は、低濃度から爆発危険濃度までを 1 台で検知可能。

特

酸素濃度

隔膜ガルバニ電池式センサ

マルチ型ガス検知器 XP-302M

象

ガ

検

知

原

検

知

範

警

高感度検知・爆発危険濃度検知
XP-3368Ⅱ-W
可燃性ガス及び
酸素
ス
可燃性溶剤の蒸気
理 接触燃焼式
ガルバニ電池式
0.0～100.0%LEL 0～25vol%囲※ppm 表示に切替可
1000ppm 以下：±0.3vol%
式

対

表

示

示
報

精

分
設

度

解
定

連 続 使 用 時 間

※1

能
値
※2

ガ ス 採 取 方 式
ガ ス 警 報 方 式
エ ラ ー 通 知 方 式
使

用

電

源

使 用 温 湿 度 範 囲
使 用 圧 力 範 囲

防

接触燃焼式
センサ

毒性ガス

隔膜ガルバニ
電池式センサ

定電位電解式
センサ

特

爆

構

造

保

護

等

級

主

な

機

能

寸

法

質

量

標

準

付

属

品

オ

プ

シ

ョ

ン

±100ppm
1001～10000ppm：±500ppm
上記以外：±5%FS

0.1%LELもしくは
1ppm
20%LEL

0.1vol%18vol%

高感度検知
XP-3368Ⅱ
可燃性ガス及び
可燃性溶剤の蒸気
接触燃焼式
0～5000ppmまたは0～10000ppm
10%FS 以下：
±1%FS
上記以外：±5%FS
1ppm

250ppmまたは500ppm

ガルバニ電池式
0～25vol%

爆発危険濃度検知
XP-3318Ⅱ
可燃性ガス及び酸素
可燃性溶剤の蒸気
接触燃焼式
ガルバニ電池式
0～100%LEL
0～25vol%±0.3vol%

±5%FS

酸素

18vol%

0.1%LEL

20%LEL様式

XP-302M

検 知 対 象 ガ ス 可燃性ガス（メタン又はイソブタン） 酸素

硫化水素

一酸化炭素

検 知 原 理 接触燃焼式

定電位電解式

定電位電解式

ガルバニ電池式

ガス採気方式

自動吸引式

検 知 範 囲 0 〜 100%LEL（サービスレンジ）±0.3vol%

指示精度※1

警 報 設 定 値

0.1vol%± 5%LEL 以内

0 〜 25.0vol%（25.1 〜 50vol%）± 0.5vol% 以内

1 段目：10%LEL
2 段目：30％ LEL

1 段目：19.5vol%2 段目：18.0vol%30 秒以内1m導入管時応答
時間※2 8m導入管時

18vol%

約15時間
自動吸引式
ブザー鳴動、警報ランプ（赤色）点滅およびLCD表示
ブザー鳴動、警報ランプ（黄色）点滅およびLCD表示
単3形アルカリ乾電池4本または単3形ニッケル水素充電池4本-20～50℃ 95%RH以下（但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと）
大気圧（800～1100hPa）
本質安全防爆構造 （可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造）【アルカリ乾電池仕様】
  Ex ia da ⅡC T4 Ga（XP-3380Ⅱ以外） / Ex ia ⅡC T4 Ga（XP-3380Ⅱ）【ニッケル水素充電池仕様】
  Ex ia da ⅡC T3 Ga（XP-3380Ⅱ以外） / Ex ia ⅡC T3 Ga（XP-3380Ⅱ）
IP67相当自己診断（センサ異常）、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
W91×H164×D44mm（突起部除く）
約460g（電池含む）
1mガス導入管または1mガス導入管（溶剤検知用）、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、ア
ルカリ乾電池（もしくはニッケル水素充電池）、液晶保護フィルム
レザーケース、アリゲータークリップ、ガス導入管(1・2・3・5・10m)、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテ
スタ、充電器、アタッチメント、液晶保護フィルム

オプション品、等の詳細についてはP3〜4をご参照ください。

仕型

1m ガス導入管タイプ
0.1vol%長●酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素 4 ガスを同時測定・同時表示。
●センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。
●大きく見やすい 4 ガス同時表示の大画面。
●データ記録可能。

様

型

指

酸素濃度

長

●ワイドレンジモデル（XP-3368Ⅱ-W）は、低濃度から爆発危険濃度までを 1 台で検知可能。
●耐衝撃性のあるボディ。
保護等級 IP67 の防水・防塵構造。
●専用アプリによるメール通知機能。

仕

可燃性ガス

0 〜 30.0ppm
0 〜 150ppm（30.1 〜 150ppm） （151〜300ppm）± 1.5ppm 以内
100ppm以下±10ppm以内
101〜150ppm±15ppm以内
1 段目：10ppm
1 段目：50ppm
2 段目：15ppm
2 段目：100ppm

20 秒以内30 秒以内40 秒以内使用温湿度範囲 −10℃〜40℃

30〜90%RH以下（但し、結露なきこと）

使 用 電 源 単3形アルカリ乾電池×4本
表 示 方 式 LCD 表示（通常表示／グラフ表示／和文表示の切り替え可能）
警 報 方 式 ブザー（90dB 以上）、LCD 表示点滅、赤色ランプ点滅
連続使用時間※ 3 8時間以上（アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時）
防 爆 構 造 ※5本質安全防爆構造（Ex ib d ⅡB T3）、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造
・自動バックライト・ゼロ調整
主 な 機 能 ・流量低下検知（圧力センサ） ・データロギング
・電池残量表示、温度・時計表示

・ピークホールド ・音量調整
・ブザーストップ ・警報テスト

外 形 寸 法 W152×H152×D42㎜（突起部除く）

アルミケースタイプ（非防爆）質量 約 870g（電池含む）

標準セット

※4

オ プ シ ョ ン※ 6

①レザーケース仕様：1mガス導入管（ドレンフィルタ付き）、吸引パイプ、レザーケース②レザーケース仕様：8mガス導入管、サンプリングフロート、レザーケース、収納ケース③アルミケース仕様※5：8mガス導入管、サンプリングフロート、外部警報器（8mケーブル付き）、ACアダプタ、アルミケース④アルミケース仕様※5：巻取リール型8mガス導入管、サンプリングフロート、巻取リール型外部警報器（8mケーブル付き）、ACアダプタ、アルミケース

・ログデータ収集セット（WindowsXP、7 対応）
・フロート用 30m ガス導入管
・フロート用 20m ガス導入管※1 同一測定条件による。
※ 2 90％応答。
※ 3 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
※ 4 標準セットは 3 ガスタイプも選べます。
※ 5 アルミケース仕様は非防爆となり、NK 型式承認品ではありません。
※ 6 その他のオプションはお問い合わせください。

ご注文仕様コード型式

仕様コードXP-302M  R □□
A〜Cのいずれかをお選びください。

1〜4のいずれかをお選びください。

A：4 ガス（可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素）
B：3 ガス（可燃性ガス・酸素・硫化水素）
C：3 ガス（可燃性ガス・酸素・一酸化炭素）

1：レザーケース仕様：1m ガス導入管（ドレンフィルタ付き）、吸引パイプ、レザーケース
2：レザーケース仕様：8m ガス導入管、サンプリングフロート、レザーケース、収納ケース
3：アルミケース仕様：8m ガス導入管、サンプリングフロート、外部警報器（8m ケーブル付き）、AC アダプタ、アルミケース、AC アダプタ、アルミケース
4：アルミケース仕様：巻取リール型 8m ガス導入管、サンプリングフロート、巻取リール型外部警報器（8m ケーブル付き）※可燃性ガス：メタン又はイソブタン

使用例
1m ガス導入管タイプ

アルミケースタイプ

8m ガス導入管タイプ

アルミケース入り
XP-302M

XP-302M
XP-302M

外部警報器

サンプリングフロート

1920

毒性ガス検知器〔特殊材料ガス〕

燃焼排ガス検知器
燃焼器具の燃焼効率測定に抜群の操作性でこたえます
自動吸引式

半導体材料ガス検知器 XPS-7Ⅱ
NF3検知が可能！

定電位電解式センサ

毒性ガス

特

特

長

様

型

式

仕

XPS-7Ⅱ

検知対象ガス

半導体材料ガス

検 知 原 理

定電位電解式

ガス採気方法吸引式

検 知 範 囲仕様による分   解   能 ※ 1

フルスケールの 100 分の 1 または 200 分の 1 表示

指示精度

FS ± 10% 以内※2

ブザー（断続音）、アラームランプ点滅

応 答 時 間60秒以内（60%応答）

濃度表示方式

LCD デジタル表示

使用温度範囲

0℃～ 40℃

電

単3形アルカリ乾電池４本、またはAC専用アダプタ（オプション）

式 XP-333 Ⅲ ai

検

知

原

理 定電位電解式

採気

方式 自動吸引式検知範

囲 SAFETY モード：0 ～ 2000ppm

指
応

示

精

答

度

速

付

オプション
センサ専用通電台（EC-7）
センサユニットは専用通電台で通電してくだ
さい。（6 個掛け）

268

250

10

0

（単位：㎜）（アルカリ乾電池使用時、無警報時、20℃の場合）

約 1.3 ㎏品

ショルダーベルト、単3形アルカリ乾電池4本、フィルタエレメント2枚

途※5

AC専用アダプタ（AC100V〜240V/DC6V）、センサ専用通電台、ログデータ収集キット

定

能 AVERAGE（アベレージ）モード… … 測定時間中※ 1 の平均値を測定

機

晶

エ

ラ

ー

表

示 濃度指示、測定状態、電池残量表示、各種エラー表

示 センサエラー（センサ異常、センサ断線、オートゼロエラー、エアー調整不良）、ポンプエラー、その他エラー

電

フルスケール型式

ガス

フルスケール型式

ガス

フルスケールXDS-7NH

NH3

100ppm

XDS-7GH

GeH4

1ppm

XDS-7HS

H2S

50ppm

XDS-7SH

SiH4

25ppm

XDS-7CL

Cl2

5ppm

XDS-7CO

CO

250ppm

XDS-7DC SiH2Cl2

25ppm

XDS-7CF

ClF3

1ppm

XDS-7DS

Si2H6

25ppm

XDS-7AH

AsH3

250ppb

XDS-7HC

HCl

25ppm

XDS-7F2

F2

5ppm

XDS-7PH

PH3

1ppm

XDS-7HF

HF

10ppm

XDS-7OZ

O3

1ppm

XDS-7BH

B2H6500ppb

XDS-7HB

HBr

10ppm

XDS-7SD

SO2

10ppm

XDS-7SE

H2Se

250ppb

XDS-7NONO

100ppm

XDS-7ND

NO2

10ppm

XDS-7NF

NF3

100ppm

毒性ガス

液

源 単 3 形アルカリ乾電池 2 本

連 続 使 用 時 間 ※ 2 約 50 時間（無警報、25℃にて）ガス

熱線型半導体式センサ

長

保

護

外

形

等

級

様
式 XP-703D Ⅲ

検知対象ガス 半導体材料ガス（アルシン、ホスフィン、ジボラン、シラン、水素）
検 知 原 理 熱線型半導体式

検知可能濃度［ppm］

0.5

ホスフィン
PH3
1.52×10−7

ジボラン
B2H6
1.01×10−7

シラン
SiH4
2.53×10−7

水 素
H2
5.07×10−7

0.3

0.2

0.5

1.0

応 答 時 間 10 秒以内（探知可能濃度の 3 倍の濃度のガスに対して、感度設定［4］）IP22 相当※ 4寸法 約 W92 × H180 × D42mm（収納時）/ 約 W76 × H467 × D85mm（使用時）

属

品

質
標

※ 3

量 約 380 ｇ（収納時）/ 約 310 ｇ（使用時）
準付

NOx フィルタセット一式（NOx フィルタ、ドレンフィルタ含む）、採取管フード、採取管、パイプ型採取管、レザーケース、単 3 形アルカリ乾電池 2 本、フィルタエレメント、ハンドストラップ※1 測定時間はMENUモードで設定した値となります（初期設定25秒）※2 電池使用時間は、環境条件、使用条件、保存期間などにより異なります。
※3 レザーケース収納状態にて。
※4 ‌IP22相当とは、指での機器内部の危険な場所への接近に対して保護している構造（IP2X）、および外郭が鉛直に対して両側に15度以内で傾斜したとき、4位置で各2.5分（合計10分）、鉛直に落下する水滴によっても機器内部に有害な影
響をおよぼさない構造（IPX2）を意味します。
●「Xai®」、「Xai STATION®」、「Xai CONNECT®」は新コスモス電機の登録商標です。
●「Bluetooth®」は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、新コスモス電機はライセンスに基づいて使用しています。

燃焼管理用 酸素濃度計 XP-3380Ⅱ-E
用●手に収まるコンパクトボディ。				
●１台で様々な半導体材料ガスに対応。
●ごく微量なガスを検知可能。				
●警報がわかりやすいアラームランプを2ヶ所に搭載。			
●電池残量や警報音・操作音のON/OFFが分かりやすいLCE画面を搭載。

ガス採気方式 自動吸引式
アルシン
AsH3
3
検知可能漏洩量［Pa･m /s］ 2.53×10−7

2 段目：150ppm

使 用 温 湿 度 範 囲 － 10 ～ 40℃ /90%RH 以下（ただし、結露なきこと）

型式

仕指示値± 20% ± 1digit

フ ィ ル タ 交 換 目 安 6 か月に一度または 400 回以上使用時（寿命時は紫→こげ茶に変色）

対象ガス一覧表型

指示値± 10% ± 1digit

指示値± 40% ± 1digit

MONITOR（モニター）モード… …… 瞬時値を測定※1 ガス種によってフルスケールが異なります。
※2 同一測定条件下によります。
※3 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
※4 NF3センサユニット搭載時は8時間以上となります。
※5 AC専用アダプタ、ログデータ収集キットおよびセンサ専用通電台はCEの対象外になります。

特指示値± 20% ± 1digit

0.251 ～ 0.499vol%

JUDGE（ジャッジ）モード…………… 燃焼機器の状態を判定

半導体材料ガス探知器 XP-703DⅢ
用

0.015 ～ 0.250vol%

PEAK（ピーク）モード………………… 測定時間中※ 1 のピーク値を測定
測量

表以外のガスについてはお問い合わせください。

●半導体工場・石油化学工場など

指示値± 0.003vol% ± 1digit 指示値± 0.002vol% ± 1digit

SAFETY（セーフティ）モード… …… 環境中の CO を検知、警報レベルの CO をお知らせ

W62×H150×D128mm（突起部のぞく）

オプション

0 ～ 40℃

0.000 ～ 0.014vol%

警報設定値（SAFETY モード） 1 段目：50ppm

法
属

SAFETY モード以外：0.000 ～ 0.499vol%

度 測定ガス濃度の 90% を通過する時間が 14 秒以内※4質

XP-333Ⅲai 使用例－ 10 ～ 0℃

2 段階警報方式

寸定電位電解式センサ

検 知 対 象 ガ ス ガス器具燃焼排ガス中の一酸化炭素（CO）

警 報 方 式

連続使用時間※ 3 12 時間以上

毒性ガス

様

型

警報モード

源

長

●ガス検知器の管理運用 Xai システム対応●幅広い燃焼機器の状態を判定●測定中の濃度変化が LED の色でわかる●採取管の取り付けがワンタッチ式●照明ランプが搭載され暗所での作業性アップ●片手で持てるコンパクト・スリム設計●センサユニットの交換により 1 台で様々なガスを検知します。
●カセット式センサユニットでガス検知器の校正が不要です。
●メンテナンス時間とコストが大幅に削減できます。
● NF3 検知に対応した世界最小のポータブルガス検知器

仕

一酸化炭素測定器（COメータ）XP-333Ⅲai

途●燃焼排ガス中の酸素濃度測定に適しています。
・ガス吸収冷温水機、冷凍機、ガスエンジン・一般ボイラ・焼却炉
・消火ガス等、ガス組成の変化する燃料のガスエンジン、
ボイラ

特

酸素濃度

隔膜ガルバニ電池式センサ

長●耐衝撃性のあるエラストマカバーが標準付属

仕

様

型
式
対
象
ガ
ス
検
知
原
理
検
知
範
囲
警 報 設 定 値
使用電
源
使 用 圧 力 範 囲
保護等
級
連 続 使 用 時 間寸法質量
標 準 付 属 品

XP-3380II-E
燃焼排ガス中の酸素
ガルバニ電池式
0 ～ 25vol%
18vol%
単３形アルカリ乾電池 ４本 または 単３形ニッケル水素充電池 ４本
大気圧（800 ～ 1100hPa）
IP67 相当
約 100 時間
約 W91 × H164 × D44mm（突起部除く）
約 460g（電池含む）
冷却ドレンフィルタ、ショルダーベルト、フィルタエレメント、アルカ
リ乾電池（もしくはニッケル水素充電池）、液晶保護フィルム

機器の特長、オプション品については P3 〜 6 をご参照下さい。

検 知 表 示 断続音及びアラームランプの点滅
電

源 単3形アルカリ乾電池2本電池使用時間※1 約12時間（単3形アルカリ乾電池）［常温・常湿において］保 護 等 級 ※ 2 IP22相当
使用温湿度範囲 0℃～ +40℃

85％ RH 以下（但し、結露なきこと）

外 形 寸 法 W38×H130×D32㎜（突起部を除く）
質

胸ポケットに収まります。

21

量 約190g（電池、レザーケース含む）
レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、アタッチメント、
点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等

標準付属品※1  環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
※ 2  レザーケース装着の場合。

22

VOC分析装置・モニタ

VOC分析装置・モニタ
トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを ppb レベルで測定

個人ばく露濃度計 XV-389

気中化学物質VOC リアルタイムモニタ XP-3120-V
仕

様

型

（実物大）
特

長

検知対象化学物質（ガス種）と各警報値●ログデータ収集セットとの併用で 、日常の個人ばく露の傾向管理
を簡単に行うことができます。
●17種類の化学物質から対象物質を選択できます。
●選択した物質の気中濃度が警報レベル（TWA、STEL）に達するとブザーやランプでお知らせします。
●化学物質の気中濃度の瞬時値、平均値、TWA値（時間加重平均値）、
STEL値（短時間ばく露限界値）をリアルタイムで直読できます。

ガス番号

対象ガス

TWA警報値（ppm）

STEL警報値（ppm）

1

トルエン（校正ガス）

20

60

2

キシレン

50

150

3

酢酸エチル

200

－

4

酢酸‐n‐ブチル

50

150

5

メタノール

200

250

6

メチルイソブチルケトン

20

75

7

イソプロピルアルコール

200

400

8

メチルエチルケトン

200

300

9

1‐ブタノール

20

60

10

イソブチルアルコール

50

150

11

アセトン

200

500

12

ブチルセロソルブ

20

60

13

酢酸イソブチル

50

150

14

シクロへキサノン

20

50

15

n‐ヘキサン

40

120

16

ジクロロメタン

50

150

17

酢酸メチル

200

250

熱線型半導体式センサ

式

XP-3120-V

対

象

ガ

ス

揮発性有機化合物（VOC） 校正ガス：トルエン

検

知

原

理

熱線型半導体式

採

気

方

式

自動吸引式

測

定

範

囲

Ｌレンジ：０～ 100ppm
Ｈレンジ：０～ 1000ppm

指 示 精 度※1

フルスケールの± 10％

表

示

方

式

メイン液晶
サブ液晶

警

報

方

式

なし(無警報)

防

爆

構

造

本質安全防爆構造（Ex ib d ⅡB T3）、センサ部は耐圧防爆構造

液晶デジタル（バックライトつき）
時計表示

使用温度範囲０～40℃

電単３形アルカリ乾電池

源

４本

連続使用時間 ※ 2

アルカリ電池使用時：約25時間（20℃、バックライトOFF時）

外法

Ｗ82×Ｈ162×Ｄ36㎜

量

約450ｇ（電池除く）

質

形

寸

レザーケース 、単三形アルカリ電池４本 、ガス導入管（1m、溶剤仕様
標 準 付 属 品 （SH-401））、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、吸引パイプ、
吸引パイプ用ゴム

特長●作業場所で簡単にVOC濃度をトータルに測定。
●小型･軽量で手に持ちやすく操作も簡単。
●デジタルバーグラフとデジタル数字で測定濃度をわかりやすくお知らせ。
●本質安全防爆構造 Ex ib d ⅡB Ｔ3(センサ部は耐圧防爆構造)
用

オ プ シ ョ ン

データロガー収集セット（CD-ROMソフトウエア＋USBケーブル）、
ACアダプタ※ 3、活性炭フィルタセット※1 同一条件下による繰り返し性※ 2 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
※ 3 AC アダプタ使用時は防爆構造適用外です。

途●作業場における化学物質の日常傾向管理。
●作業場内で化学物質が高濃度になる箇所の特定。

・TWA警報は、TLV-TWAと許容濃度のいずれか低い方の値を採用する
・TLV-STELが定められていない場合は、TWA警報値の3倍値とする

仕

様

型

●NFC内蔵でデータの読み込みが簡単

ログデータ収集セット（オプション）に付属のカードリーダーに本体をかざすだけで、簡単にPCへのデータ取り込みができます。
個人ばく露濃度管理を簡単・確実に行うことができます。

式

揮発性有機化合物（VOC）17種

検熱線型半導体式

知原理

ガス採気方式検知範囲表 示 分 解 能

1ppm

報

方

電

40

︶
ppm

30

昼休み

50

多くの溶剤を使用する作業時

単4形アルカリ乾電池 1本（LR03）

0
8：00

23

12：00

時間

18：00
※グラフはイメージです

約30時間−10～40℃

保IP52相当 ※3

主

護

な

等

機

級

能

ガス種による※下記の表参照

STEL警報のみ、ガス濃度が警報レベルに満たなくなると自動的に警報解除（自動復帰）

源30～85％RH（但し、結露なきこと）

自己診断（センサ異常、本体異常、電池切れ、日時設定）
AIR調整（ゼロ調整）、ガス警報（TWA警報、STEL警報）
ガス濃度表示（瞬時値、平均値、TWA値、STEL値）
データロギング機能（NFCによるデータ読み出し）※但し、
XV-389L ログデータ収集セット（オプション）が必要

電池残量表示、LCDバックライト
各種設定（ブザー音量、日時、ガス種、警報機能ON/OFF）
各種テスト（警報、LCD表示）
外

形

寸

法

Ｈ40×Ｗ94×Ｄ20㎜（突起部を除く）

量

約62g（電池を除く）

標 準 付 属 品

10短時間（15分間）ばく露限界値

使用温湿度範囲

質20

8時間ばく露限界値

STEL警報ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、
液晶表示、振動（自動復帰）※ログデータ収集セット（オプション）使用

溶剤を使わない作業時

STEL値︵

60

TWA警報

式

連続使用時間 ※ 270

0 ～ 500ppm
フルスケールの±10％以内

警

校正ガス：トルエン

拡散式

指 示 精 度 ※1

警 報 設 定 値

●トレンドグラフで、ばく露状態を一目で確認可能！

XV-389検知対象ガス

単4形アルカリ乾電池 1本、安全ピンアダプタ、フィルタ付センサカバー※1 同一測定条件によります。
※2 25℃、無警報、バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカー等により異なります。
※3 付属のフィルタ付センサカバー使用時。
新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP52に準じた弊社の試験を満足する防塵防水構造です。但し、ガス検知については保証するものではありません。
IP52相当とは、被試験品内を最大2kPaの減圧状態で粉塵試験を行った後、起動時の動作に異常がない構造（IP5X相当）、および機器が鉛直に対して両側に15°以内で傾斜したとき、鉛直に落下する
水滴によっても有害な影響を及ぼさない構造（IPX2相当）を意味します。

24

ニオイセンサ

室内空気汚れ検知器・フロン検知器

さまざまな用途に多彩なセンサ技術が生かされています

ポータブル型ニオイセンサ XP-329ⅢR
特におい

熱線型半導体式センサ

長特●ニオイの強弱をデジタル数字で即時表示します ｡●データメモリ機能で測定値がパソコンに取り出し可能です ｡●『レベル表示』と『臭気指数（相当値）表示』に切り換えが可能です。
●メンテナンスのタイミングをバーグラフでお知らせ。
●オリジナルの臭気指数（相当値）変換を実現
お使いの場所に合わせた臭気指数変換テーブルを使用することで 、その場で臭気指数（相当値）を直接表示することができます。変換テーブルは何度でも自由に作成でき、最大3種類まで本体に記憶させることが可能です。

仕フロンガス探知器 XP-704Ⅲ

用

様

型
測
測
採

定
定
取

対
原
方

式
象
理
式

表

示

方

法

長

●ポケットに収まるコンパクトボディ。
●ほぼ全ての冷媒に対応。※R-12は除く●微量なガスの検知が可能。
●2ヶ所のアラームランプ搭載で警報が分かりやすい。
●電池残量や警報音・操作音のON/OFFなどが分かりやすいLCE画面を搭載。
●感度設定変更可能。

途●フロン排出抑制法に対応。漏洩箇所探知に最適。

XP-329ⅢR
各種香気・臭気成分
高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体センサ
マイクロエアポンプによる自動吸引式
吸引流量400±150ml/min
LCDデジタル表示（64×128ドットマトリクス）（測定値、測定モード、動作状況、電池レベル、データメモリ数、センサ出力バーグラフメータ、通信チャンネル内容等）

測 定 モ ー ド

モニタリングモード・バッチモード
レベル表示時：0 〜 2000 ※センサ出力バーグラフメータ左から 2 番目のドットでゼロベースセットした場合
臭気指数表示時：0〜（40）［レベル表示の 2000相当値まで］
繰 返 し 再 現 性 測定値±5％±1digit（レベル表示、同一条件下にて）
応 答 時 間 90%応答 20秒以内（校正臭気にて）レ ベ ル 表 示 時：0000〜2000 に対し、DC0〜200mV（表示1 に対し 0.1mV）
測定（検知）範囲

外 部
出 力

特許 4318410

用途●各種食品や香辛料の品質管理●悪臭吸着剤や消臭剤の効果確認●工場排気臭測定●脱臭装置や空気清浄器の性能評価●工場周辺の環境管理●室内や車内の環境モニタ●河川や工場排水の水質監視●物理化学反応の追跡●建材等から発生する VOC 等の化学物質の管理

アナログ
出力

デジタル
出力
外 部 出 力 端 子
データメモリ容量
使用温湿度範囲
保管温湿度範囲
外 形 寸 法
質
量
電
源
電

池

寿

命

※ただし、OVER LEVEL時は約204.8mVを出力

臭気指数表示時：00〜40 に対し、DC0〜200mV（表示1 に対し 5mV）

※ただし、
OVER40時は約202.5mV、
OVER LEVEL時は約204.8mVを出力、臭気指数40未満でOVER LEVEL時は画面遷
移直前の臭気指数×5＋2.5mVを出力

胸ポケットに収まります。

フロン

仕
型

熱線型半導体式センサ

様式 XP-704 Ⅲ

検 知 対 象 ガ ス

R22、R32、
R404A、R407C、R600a、R410A、
R134a、
R290、HFO1234yf

検 知 原 理 熱線型半導体式
ガ ス 採 気 方 式 自動吸引式
検 知 可 能 濃 度 5ppm（R-134aのみ30ppm）［感度設定「5」の場合］
R-22：2.84［g］、R-32：1.71［ｇ］、R-404A：3.30［ｇ］、R-407C：
検知可能漏洩量3.12［ｇ］、R-600a：1.91［ｇ］、R-410A：2.82［ｇ］、R-134a：（年間）
20.09［ｇ］、R-290：1.45［ｇ］、HFO-1234yf：3.74［ｇ］
応 答 時 間 10秒以内
検 知 表 示 断続音及びアラームランプの点滅
電
源 単3形アルカリ乾電池2本
電 池 使 用 時 間 ※ 1 約12時間（単3形アルカリ乾電池）［常温・常湿において］保 護 等 級 ※ 2 IP22 相当
使 用 温 湿 度 範 囲 0℃～ +40℃ 85％ RH 以下（但し、結露なきこと）
外 形 寸 法 W38×H130×D32㎜（突起部を除く）
質
量 約190g（電池、レザーケース含む）
レザーケース、
ドレンフィルタ、
交換用フィルタエレメント、
標 準 付 属 品 自在型アタッチメント、
ダストフィルタ、
点検ガス、
ハンドストラップ、
単3形アルカリ乾電池2本 等
オ プ シ ョ ン
※1
※2

配管用ガス捕集器、埋設管隙間用ガス捕集器、サンプリン
グチューブ、なまし銅管、路面用ガス捕集器、伸縮管 等

環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
レザーケース装着の場合。

RS-232C表示値をそのまま出力（ASCIIコード）※ただし、OVER LEVEL時は「****」、OVER40時は「**」を出力

アナログ出力・デジタル入出力ともにDINコネクタ
モニタリングモード：最大 8,188 データ
バッチモード：最大 4,095 データ
温度： 0〜40℃ 湿度：10〜80%RH（結露なきこと）
温度：−10〜50℃ 湿度：最大70%RH以下（キャリングケースにて保管、結露なきこと）
W84×H190×D40㎜（突起部除く）約640g（電池含む）/付属専用ACアダプタ（AC100V〜240V）
乾電池（単3形アルカリ乾電池4本）
連続使用8時間以上（アルカリ乾電池、常温常湿、切替スイッチAir表示側で吸引状態にて）※電池電圧表示及び電子音による電池寿命警報機能付き

標 準 付 属 品

活性炭フィルタ、ドレンフィルタ、吸引アタッチメント、チューブ用口金、ACアダプタ、キャリングケース、コネクタ付出力ケーブル 、コミュニケーションパック（CD）、単3形アルカリ乾電池4本 、テフロンチュー
ブ、活性炭2パック、フィルタエレメント（10枚）2セット、臭気指数変換テーブル作成マニュアルオ プ シ ョ ン

三脚（ZG-3）、平面ニオイ捕集器（HN-5）、試料採取用ポンプ（DC1-NA）、試料採取袋Fタイプ（NB-310）、
嗅覚測定用ニオイ袋Oタイプ（NB-310）、テフロンチューブ（TP-1）、試料ビン（SB-200）※ 1 アルカリ乾電池使用の場合、常温常湿にて。
この機器は 1 年に一度校正が必要です。弊社までお申し付けください。

ポータブル型ニオイセンサmini XP-329 m
特におい

熱線型半導体式センサ

長●小型・軽量・コンパクト。重さはわずか 300gで持ち運びに便利です。
●エコ設計で従来品より 1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間のびて 10時間（常温常湿にて）●ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。
●データメモリ機能で測定値がパソコンに取り出し可能です。

仕様型
式 XP-329m
測 定 対 象 各種香気・臭気成分
測 定 原 理 高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ
採 取 方 式 自動吸引式［吸引流量350±100ml/min］
表 示 方 法 LCDデジタル表示［7セグ3桁］（測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況）
測定（検知）範囲 000〜999
繰 返 し 再 現 性 測定値±5％±1digit（同一条件下にて）
応 答 時 間 90%応答 20秒以内（校正臭気にて）
000〜999に対しDC0〜0.999V（表示1に対し1mV）
外 部 出 力※1 アナログ出力、データメモリ容量※1 最大 18,000 データ
使 用 温 湿 度 範 囲 温度：0〜40℃ 湿度：10〜80%RH（結露なきこと）
保 管 温 湿 度 範 囲 温度：−10〜50℃ 湿度：最大80%RH以下（結露なきこと）
外 形 寸 法 W60×H140×D40㎜（突起部除く）質
量 約300g（電池含む）※1／付属専用ACアダプタ（AC100V〜240V）
電
源 乾電池（単3形アルカリ乾電池3本）
連 続 使 用 時 間 10時間
（アルカリ乾電池、
常温常湿にて）用●脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。
●VOCなどの化学物質測定。
●車内・室内工場などの環境管理。

25

標 準 付 属 品

ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント（10枚）1セット

オ プ シ ョ ン

活性炭フィルタ（DF-105）、活性炭（FE-110）、
XP-329m専用オプションパック（P329）※2、
平面ニオイ捕集器（HN-5）、試料採取用ポンプ（DC1-NA）、試料採取袋Fタイプ（NB-310）、
嗅覚測定用ニオイ袋Oタイプ（NB-310）、テフロンチューブ（TP-1）、試料ビン（SB-200）※2 専用オプションパック内容：XP-329m専用ACアダプタ1本、アナログ出力ケーブル1本、PC接続用ソフト（CD-ROM）1枚、USB接続ケーブル1本途※ 1 オプション
この機器は 1 年に一度校正が必要です。弊社までお申し付けください。

26

鉄粉濃度計

DATA
コスモスガスセンサ

ポータブル型
特

グリース鉄粉濃度計 SDM-72
仕長●振動値が高くなる前の段階での軸受摩耗状態の診断が可能。
●サンプルグリースを挿入するだけの簡単操作。

用●グリース潤滑の軸受、歯車等の摩耗状態の簡易診断及び傾向管理。
●フェログラフィ法、SOAP 法の事前予備診断。

標 準 付 属 品
オ プ シ ョ ン

（指定要）

接触燃焼式（CS）

気体熱伝導式（CT）

ヒーターと温度計を兼ねる白金線コ
イル上に貴金属触媒を球状に塗布した構造のセンサです。可燃性ガスの接触燃焼に伴う素子の温度変化を検
出します。
■ 特長
① 爆発下限界濃度（LEL）までの可燃性ガスの検出に適しています。
② センサ出力はガス濃度に比例し、高精度です。
③ 環 境温度、湿度の影響が少なく、安定です。

セラミックス基板上に製膜した白金薄膜ヒーターを測温抵抗体として用いる温度計測型のセンサです。気体
固有の熱伝導率の違いによって生じる素子の温度変化を検出します。
■ 特長① 100％までの高濃度ガスの検出に適しています。
② 物理的性質を利用しているため、触媒の劣化などがなく、経時的に安定
です。

鉄粉濃度

様

型
式
測 定 対 象測 定 原 理測 定 範 囲最 小 分 解 能
ゼ ロ 調 整サ ン プ ル 量
電源
連続使用時間※ 1
使用温度範囲外 形 寸 法質量

途

熱線型半導体式（CH） MEMS熱線型半導体式（MCH）

SDM-72
グリース中の鉄粉濃度
磁気バランス式電磁誘導法
0〜5.00%（Wt）
0.001%（Wt）
自動調整
約 0.8 ㎖
単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ
25℃にてアルカリ電池使用の場合約30時間
0℃〜 40℃
W84×H190×D40㎜
約480g（電池含む）
キャリングケース、グリース採取用ヘラ、
グリースサンプルケース（10個）、単3形アルカリ乾電池4本
AC アダプタ※ 2※1 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
※2 CE仕様を指定した場合、ACアダプタは対象外となります。

ヒーターと電極を兼ねる白金線コイル
上に、金属酸化物半導体を球状に焼結させた構造のセンサです。酸化物半導体表面における可燃性ガスの吸着と酸化反応に伴う電気伝導度の変化を検出
します。
■ 特長
① 低濃度可燃性ガスの検出に適した高感度型です。
② ガ ス選択性のある各種センサがあり、多様な用途に対応できます。
③ 小型・省電力で迅速に起動します。

独 自の 熱 線 型 半 導 体 式 セン サ（CH）技 術と M E MS（Micro Electro Mechanical
Systems、微小電 気 機 械システム）技 術とを融 合させることで、大 幅な 小型化、省 電
力 を実 現した可燃 性 ガス 用 の セン サ で す。
MEMS 熱 線 型半 導体 式セン サは、金 属 酸化物半導体を微小な白金ヒーター兼電極上に形成しています。ガス検 知原 理は熱 線 型
半導体式（CH）と同じです。

■ 特長① 低濃度可燃性ガスの検出に適した高感度型です。
② 超小型で省電力。電池による長時間駆動が可能です。
金属酸化物半導体
白金ヒーター

使用方法

1

2

3

0

シリコン基板構造図

スを SAMPLE 入口に濃度が計測され、表示さ挿入します。

れます。

出力

サンプルケースに塗り込み、余分なグリースは、すき取ってください。

出力

採取したサンプルグリー

出力付 属 の ヘラでグリースを採 取し、

(mV)

(mV)

(mV)

(mV)

挿入すると自動的に鉄粉

0シリコン基板

構造図

潤滑油鉄粉濃度チェッカー SDM-73
特長仕●潤滑油中の鉄粉濃度で ｢ 軸受 ｣｢ 歯車 ｣｢ シリンダ ｣ 等の摩耗状態を簡易診断及び傾向管理可能。
●サンプルオイルを挿入するだけの簡単操作。

用

（指定要）

出力特性

オルガスタ式（OR）

鉄粉濃度

様

SDM-73
潤滑油中の鉄粉濃度
磁気バランス式電磁誘導法
0〜19999ppm（Wt）
1ppm（Wt）
自動調整
1.5 ㎖
単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ
25℃にてアルカリ電池使用の場合約30時間
0℃〜 40℃
W84×H190×D40㎜
約480g（電池含む）
キャリングケース 、2㎖シリンジ（5個）、オイル採取ノズル
標 準 付 属 品（2個）、シリンジホルダ、単3形アルカリ乾電池4本
オ プ シ ョ ン AC アダプタ※ 2

途

2000
ガス濃度
（ppm）

定電位電解式（COS） ガルバニ電池式（OS）

型
式
測 定 対 象測 定 原 理測 定 範 囲最 小 分 解 能
ゼ ロ 調 整サ ン プ ル 量
電源
電池使用時間※ 1
使用温度範囲外 形 寸 法質量

●回転機械の軸受・歯車・シリンダ等の摩耗状態の簡易診断 ｡●油圧作動油・研削油の鉄粉汚染度管理。

特許 3377348

出力特性

出力

金属酸化物半導体
白金ヒーター

2000
ガス濃度
（ppm）

※1 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
※2 CE仕様を指定した場合、ACアダプタは対象外となります。

3 つの電極を電解液を介して配置した構造のセンサです。ガスを一定の電位で電気分解し、その際に生じる電流を検出します。
■ 特長① 選択性は電位によって決まるので、毒性ガスの選択検知に適しています。
② 低濃度のガスを高感度に検知できます。
③ センサ出力はガス濃度に比例し、高精度です。

貴金属と卑金属の 2 つの電極と気 - 液
隔膜、電解液で構成される空気電池型のセンサです。貴金属電極上で酸素が反応したときに生じる電流の変化を検
出します。
■ 特長
① 酸素の検出に外部の電源を必要としません。
② 取り扱いが容易です。
③ センサ出力はガス濃度に比例し、高精度です。

カーボンの微粒子を高分子結合剤と共にセラミックス管に塗布した構造のセンサです。油や有機溶剤の蒸気による高分子結合剤の膨潤に伴う抵抗変化を検出します。
■ 特長① 常 温作動型でありながらガス応答は迅速です。
② 小型で堅牢な構造です。
③ 長期安定性に優れています。

使用方法

1

2

3

4

ださい。自動的に鉄粉濃にシリンジにオイル採取ノズルを取てから、シリンジホルダ−度が計測され、表示されり付けて、サンプルオイルを採取しに装着します。

ます。

素子抵抗

装着後すぐに挿入してく

サンプルオイルを撹拌し出力シリンジをよく振って 、採取しよく振って撹拌します。すぐ

出力

被測定オイルを、サンプル瓶などに

(mV)

(mV)

(Ω)

ます。

27

28

DATA

DATA
可燃性ガス、毒性ガス及び蒸気の危険性

爆発性ガスの分類・防爆構造■電気機械器具防爆構造規格による分類■国際電気標準会議（IEC）の国際規格による分類●代表的な爆発性ガスの爆発等級及び発火度●代表的な爆発性ガスのグループ及び温度等級

発火度

G1

爆発等級

1

G2

G3

G4

G5

温度等級

T1

グループ

T6

引火点
（℃）

許容濃度
（ppm）

ガス比重

（空気＝1）

H2

4.0	〜	75

3

G1

（ガ

ス）

─

0.07

メタン

CH4

5.0	〜	15

1

G1

（ガ

ス）

─

0.55

プロパン

C3H8

2.1	〜	9.5

1

G2

（ガ

ス）

─

1.60

n −ブタン

C4H10

1.6	〜	8.5

1

G2

（ガ

ス）

─

2.05

i −ブタン

C4H10

1.8	〜	8.4

※1

※1

（ガ

ス）

n −ペンタンC5H12

1.5	〜	12.5

1

G3

国

─

2.00

1,000

2.49

アセトン

アンモニア

酢酸イソペンチル

ヘキサン

エチルエーテルアンモニア 無水酢酸

エチレン

C2H4

2.7	〜	36

2

G2

（ガ

ス）

200

0.98

一酸化炭素

1─ブタノール

酢酸エチル プロパン

プロピレン

C3H6

2.0	〜	11

1

G1

（ガ

ス）

500

1.49

エタン

ブタン

トルエン

メタノール

ブチレン（cis-2-ブテン）

C4H8

1.7	〜	9.0

※1

※1

（ガ

ス）

─

1.9

酢酸

無水酢酸

ベンゼン

n ─ブタン

アセチレン

C2H2

2.5	〜	100

3

G2

（ガ

ス）

─

0.90

トルエン

酢酸エチル

メタン

トルエン

C6H5CH3

1.2	〜	7.1

1

G1

4

20

3.18

エタン

O −キシレン

C6H（CH43）2

1.0	〜	6.0

1

G1

32

100

3.66

メタノール

酢酸

メタノール

CH3OH

6.0	〜	36

1

G2

11

200

1.10

メタン

i ─ブタンエタノール

C2H5OH

3.3	〜	19

1

G2

13

アセトン

（CH3）2CO

2.1	〜	13

1

G1

− 20

250

2.00

メチルエチルケトン

CH3COC2H5

1.8	〜	11.5

1

G2

−9

200

2.48

酢酸エチル

CH3COOC2H5

2.0	〜	11.5

1

G2

−4

400

3.04

酢酸ブチル

CH3COO（CH3）
2CH3

1.7	〜	7.6

1

G2

22

50

4.01
0.55

ⅡA

プロパン

1 ─ブタノール n ─ヘキサン アセトアルデヒド

エタノール

エチレンオキシド

水素

二硫化炭素

●発火度の分類

スキの奥行 25 ㎜において火炎逸走を生ずるスキの
最小値

発火度

発火温度

G1

450℃を超えるもの

G2

300℃を超え 450℃以下のもの

10.6 ㎜を超えるもの
0.4 ㎜を超え 0.6 ㎜以下のもの

G3

200℃を超え 300℃以下のもの

2G4

135℃を超え 200℃以下のもの

3

0.4 ㎜以下のもの

G5

100℃を超え 135℃以下のもの

G6

85℃を超え 100℃以下のもの●爆発等級は、爆発性ガスの標準容器による火炎逸走限界の値により、上表のように 3等級に分類する。

●発火度は、爆発性ガスの発火温度に従って、上表のように 6 等級に分類する。

防爆構造について■電気機械器具防爆構造規格に基づく記号
●表示記号

表示項目

防爆構造の
種
類

爆発性ガス
の爆発等級

爆発性ガス
の 発 火 度記号

記号の意味

エチレンオキシド
水素

ⅡC

グループ
ⅡA
ⅡB
ⅡC

●温度等級の分類

ガス又は蒸気の最大安全すきまの範囲（単位：㎜）
0.9以上
0.5〜0.9未満
0.5以下

グループ
ⅡA
ⅡB
ⅡC

爆発性ガスの発火度

爆発性ガスの爆発等級（爆発等級 2）

耐圧防爆構造4.5

1.1	〜	7.5

1

G3

− 22

50

2.79

2

1.87

2.0	〜	122

G2

4.0	〜	60

1

G4

T4

100超〜135以下

塩化ビニル

CH2=CHCI

3.6	〜	23

1

G1

（ガ

T5

85超〜100以下

一酸化炭素

CO

12.5	〜	74

1

G1

T6

85以下

アンモニア

NH3

15.0	〜	28

1

G1

硫化水素

H2S

4.0	〜	442G3

塩

極めて高い保護レベルを持つ機器で、特別危険箇所（ゾーン0）で使用可
高い保護レベルを持つ機器で、第一類危険箇所（ゾーン1）で使用可強化した保護レベルを持つ機器で、第二類危険箇所（ゾーン2）で使用可

耐圧防爆構造200mg/m3

CH3CHOGa
Gb
Gc

防爆構造の種類

37〜65

CH2=CHCH=CH2

防爆電気機器の温度等級（特別危険箇所（ゾーン 0）で使用可の本質安全防爆構造）

G3

アセトアルデヒド

最高表面温度が450℃以下
最高表面温度が300℃以下
最高表面温度が200℃以下
最高表面温度が135℃以下
最高表面温度が100℃以下
最高表面温度が85℃以下

Ex 防爆

1

ブタジエン

T1
T2
T3
T4
T5
T6

（IEC 規格に基づく）

3〜4

135超〜200以下■防爆構造の表示例（発火温度 135℃を超え 200℃以下）

300

200超〜300以下

工場、事業場用のもの
分類ⅡAのガス又は蒸気に適用
分類ⅡBのガス又は蒸気に適用
分類ⅡCのガス又は蒸気に適用

ⅡC

＜−20

T3

Ⅱ
ⅡA
ⅡB
ⅡC

da

G3

T2

記号の意味

ia

2.0

1

CH（CH
3
2）
4CH3

防爆電気機器
のグループ

Ex

─

n −ヘキサン

耐圧防爆構造耐圧防爆構造耐圧防爆構造耐圧防爆構造内圧防爆構造内圧防爆構造内圧防爆構造安全増防爆構造
油入防爆構造本質安全防爆構造
本質安全防爆構造
本質安全防爆構造
樹脂充塡防爆構造
樹脂充塡防爆構造
樹脂充塡防爆構造
非点火防爆構造
非点火防爆構造
非点火防爆構造G4

─ス）

300超〜450以下

d
da
db
dc
px
py
pz
e
o
ia
ib
ic
ma
mb
mc
nA
nC
nR

防爆電気機器の機器保護レベル
(EPL)

ス）

（ガ

T1

IEC 規格に基づく防爆構造であること

発火温度450℃を超えるもの
発火温度300℃を超え450℃以下のもの
発火温度200℃を超え300℃以下のもの
発火温度135℃を超え200℃以下のもの
発火温度100℃を超え135℃以下のもの
発火温度85℃を超え100℃以下のもの（ガ※1

	  0.7 〜 5

Ex

G1
G2
G3
G4
G5
G6

※1

※1

─

記号

防爆構造の
種
類

※1

イソブタン基準灯

表示項目

爆発等級1のガス又は蒸気を対象とする
爆発等級1、2のガス又は蒸気を対象とする
爆発等級1、2及び水性ガス・水素を対象とする
爆発等級1、2及び二硫化炭素を対象とする
爆発等級1、2及びアセチレンを対象とする
すべてのガスを対象とする

メタン基準

─

温度等級

●表示記号

1
2
3a
3b
3c
3n

─

1.0	〜	7

T4

Ga
機器保護レベル（極めて高い保護レベルを持つ機器で特別危険箇所（ゾーン 0）で使用可）

防爆電気機器の温度等級（機器表面の最大温度が 135℃）

油

国

（ガ

ス）

− 39

国
国
国
国

1.59

LPG（イソブタン基準）

─■国際電気標準会議（IEC）の国際規格に基づく記号（STEL1,000）

都市ガス（メタン基準）
ガソリン

ガス又は蒸気の最小点火電流比の範囲
0.8 超
0.45 〜 0.8 以下
0.45 未満耐圧防爆構造油入防爆構造内圧防爆構造安全増防爆構造
本質安全防爆構造
特種防爆構造国＜− 40

最高表面温度の範囲（単位：℃）

本質安全防爆構造

d
o
f
e
i
s

■防爆構造の表示例

二硫化炭素

アセチレン

●グループの分類
耐圧防爆構造防 爆 構 造※ 0 種場所での使用は本質安全防爆構造の機器に限る。

エチルエーテル

一酸化炭素 エチレン

ⅡB

アセチレン

●爆発等級の分類

29

T5

発火度

アセトアルデヒド

水性ガス

2

T4

爆発等級

ガソリン

エチレン

爆発等級

T3

素

（vol％）

エタノール

2

d

T2

水

燃焼（爆発）範囲

（化学式）

アセトン

ベンゼン

3

分子式

ガス及び蒸気爆発性ガスの分類

国
国

（C25）

1.52

ス）

1

2.16

（ガ

ス）

25

0.97

（ガ

ス）

25

0.60

（ガ

ス）

1（10 ※ 2）

1.19

0.1

2.5

国

2.25

国

素

CI2

─

─

─

─

二酸化硫黄

SO2

─

─

─

─

ベンゼン

C6H6

1.3	〜	7.1

1

G1

− 11

アクリロニトリル

CH2=CHCN

3.0	〜	17

臭化メチル

CH3Br

10 	〜	16

酸化エチレン

CH2CH2O

3.6	〜	100

シアン化水素

HCN

ホスゲン

COCI2

塩化水素

（STEL0.25）
0.5

2.70
1.83

国

1

G1

0

2

※1

※1

─

1

3.3

2

G2

1

1.52

5.6	〜	40

1

G1

−18

（C4.7）

0.93

─

─

─

─

0.1

3.4

国

HCI

─

─

─

─

（C2）

1.3

国

アルシン

AsH3

4.5	〜	78

国

─

─

─

0.005

2.70

国

ホスフィン

PH3

1.8	〜		

国

─

─

─

0.05

1.17

国

シラン

SiH4

1.37	〜	100

国

─

─

─

5

1.3

国

ジボラン

B2H6

0.8	〜	88

国

─

─

─

0.1

0.96

国

ゲルマン

GeH4

─

─

─

─

0.2

2.65

国

ジクロルシラン

SiH2CI2

4.1	〜	99

─

─

─

─

3.48

国

セレン化水素

H2Se

─

─

─

─

0.05

2.8

国

フッ素

F2

─

─

─

─

0.1

1.3

国

二酸化窒素

NO2

─

─

─

─

0.2

1.58

国

三フッ化塩素

CIF3

─

─

─

─

（C0.1）

3.18

国

フッ化水素

HF

─

─

─

─

0.5

0.7

国

臭化水素

HBr

─

─

─

─

（C2）

2.8

国

国

国

（ガ

ス）

国

注：●燃焼（爆発）範囲・爆発等級・発火度・引火点・ガス比重（蒸気密度）は、工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆 2006）<2006 年 3 月 31 日発行社団法人産業安全技術協会 > による。ただし、“国”を付している値は国際化学物質安全性カードによる。
●許容濃度値は、AGCIH2021 年度版 TVLs による作業環境中の化学物質濃度を示す。TWA（8 時間荷重平均濃度）、STEL（短時間暴露限界濃度）、C（暴露上限濃度）があり、TWA 以外は（※1

工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆 2006）に記載なし。

※2

酸素欠乏症等防止規則（第二条の二）内に示す。

酸素欠乏等前号に該当する状態又は空気中の硫化水素の濃度が百万分の十を超える状態をいう）より。

燃焼（爆発）範囲……可燃性ガスが、空気または酸素と混合している場合、混合ガスの組成がある濃度範囲にあるとき、火源を近づけると爆発現象が起こります。この濃度の一定範囲を爆発範囲といい、その最低濃度を爆発下限界（LEL ＝ Lower
Explosive Limit）、 最 高 濃 度 を 爆 発 上 限 界（UEL ＝
Upper Explosive Limit）という。

許容濃度……有毒ガス等が空気中に存在する職場で、1 日 8 時間程度の作業を日々継続しても、健康に全く障害を及ぼさない濃度の限界として、
ACGIH、日本産業衛生学会から勧告の形で示される値を許容濃度（TLV ＝ Threshold Limit Value）という。

防爆電気機器のグループ（ガスまたは蒸気の分類がⅡC）

30