BPG400 ATM to Ultra-High Vacuum Gauge

El calibre de membrana de capacitancia Bayard-Alpert Pirani deINFICON, BPG40o, funciona como dos indicadores de nivel en una
sola unidad compacta midiendo desde 5&veces;10-10 mbar a laatmósfera (3.8&veces;10-10 Torr to atmosphere). La combinación detecnologías reduce la complejidad de la instalación, la configuración yla integración. Elija el BPG400 para el proceso económico y repetible
para basar las medidas de presión en un paquete económico.

BENEFICIOSRango de medición de gran amplitud desde 5&veces;10-10 mbar a la atmósfera (3,8&veces;10-10 Torr a laatmósfera)Excelente repetibilidad en el rango de presión de proceso desde 10-8 … 10-2 mbar de 5%El interbloqueo Pirani protege el sistema Bayard-Alpert de que no se queme de forma prematura el filamento
y del exceso de contaminación del funcionamiento a alta presiónFilamento de iridio revestido de óxido de itrio de larga duración

Pantalla gráfica opcional e interfaces de bus de campo disponibles

El ajuste Pirani de alto vacío automático reduce las intervenciones del operadorConformidad RoHS

Medición de vacío general y control en el rango de vacío de bajo a ultra altoINFORMACIÓN DEL PEDIDO

1

BPG400 ATM to Ultra-High Vacuum Gauge

Tipo

BPG400

BPG400BA Pirani Gauge; DN 25 ISO-KF

353-501

BPG400BA Pirani Gauge; DN 25 ISO-KF.

353-500

BPG400BA Pirani Gauge; DN 40 CF-R

353-502

BPG400-SD

BA Pirani Gauge; DN 40 CF-R

353-508

BPG400-SD

BA Pirani Gauge; DN25ISO-KF

353-507

BPG400-SP

BA Pirani Gauge; DN 40 CF-R

353-506

BPG400-SP

BA Pirani Gauge; DN25ISO-KF

353-505

ESPECIFICACIONES
Tipo

BPG400

Rango de medición (aire, OೣCO, Nೣmbar೜{೔… 1000

Rango de medición (aire, OೣCO, Nೣ

Torr೜{೔… 750Precisión೜೙ಹ೜² mbar

% of reading±15% of reading

5

Repetibilidad೜೙ಹ೜² mbar
Degas (1)S೜೗

mbar

Presión, máx.

bar (absolute)electron bombardment, max. 3 min
2Temperatura
Funcionamiento (ambiente)°C

0 … +50

Almacenamiento°C-20 … +70

Horneado en la brida conextensión

°C

150

Horneado en la brida sin
extensión°C

80

Electrónica de horneado
retirado°C

150

Tensión de alimentación

V (dc)+20 … +28

Tensión de alimentación

A (dc)

0.8

Señal de salida analógica
Señal de salida

V0 … +10Rango de medición

V+0.774 … +10

2

BPG400 ATM to Ultra-High Vacuum Gauge

ESPECIFICACIONES
Tipo

BPG400Señal de errorV

0.3 / 0.5

Señal de salida analógica
Tensión contra presión

volts per decade

0.75

Nവ10Señal de salida analógica
Impedancia de carga, mín.
Interfaz (digital) (2)RS232C

Conexión eléctrica

D-Sub, 15-pin, maleLongitud de cable, máx. (3)m (ft.)

Materiales expuestos al vacío

100 (330)
YtೣO೤Ir, Pt, Mo, Cu, W, NiFe, NiCr, stainless steel,glass

Volumen interno KF / CF

cm³ (in.³)

Peso KF / CF

gGrado de protección

24 (1.46) / 34 (2.1)
285 / 550
IP30

Profibus DP
Velocidad de transmisión debaudios

kBaud

9.6 / 19.2 / 93.75 / 187.5 / 500

Mbaud

1.5 / 12

Profibus DP
Velocidad de transmisión debaudiosProfibus DP
Dirección

2 switches (address 00 - 127) or network
programmable

Funciones digitales

read pressure, select units: Torr, mbar, Pa; degas
function, Pirani full scale adjust, monitor gauge
status, safe state allows definition of behavior in caseof error, detailed alarm and warning infor

Funciones analógicas

0 … 10 V analog output pressure indication, two
setpoint relays A + B

Relés de punto de ajuste:
Número de puntos de ajuste

2Relés de punto de ajuste:
Contacto de relén.o., potential freeConector para Profibus DP

D-Sub, 9-pin, female

Conector para BPG (salidaanalógica, tensión dealimentación, puntos de ajuste)

D-Sub, 15-pin, male

Profibus DP
Relés de punto de ajuste:
Rango

3mbar

BPG400 ATM to Ultra-High Vacuum Gauge೜೚… 100

ESPECIFICACIONES
Tipo

BPG400

Profibus DP
Relés de punto de ajuste:
Histéresis% of reading

10V (dc)

60

A (dc)

0.5

Profibus DP
Relés de punto de ajuste:
Capacidad nominal decontacto
Profibus DP
Relés de punto de ajuste:
Capacidad nominal decontacto
DeviceNet™
ProtocoloDeviceNet™, group 2 slave only

MAC ID

2 switches (address 00 - 63) or network
programmable

Funciones digitales

read pressure, select units: Torr, mbar, Pa , degas
function, Pirani full scale adjust , monitor gauge
status , safe state allows definition of behavior incase of error , detailed alarm and warning i

Funciones analógicas

0 … 10 V analog output pressure indication , two
setpoint relays A + B

Especificación

DeviceNet™ "Vacuum Gauge Device Profile"

Tipo de dispositivo''CG'' for combination gauge

Mensaje de esclavo I / O

polling only

Relés de punto de ajuste:
Número de puntos de ajuste

2Relés de punto de ajuste:
Contacto de relén.o., potential free

Conector para DeviceNet™

Microstyle, 5-pin

Conector para BPG (salidaanalógica, tensión dealimentación, puntos de ajuste)

D-Sub, 15-pin, male

DeviceNet™
Conmutador de velocidad detransmisión de datos

kBaud

125, 250, 500 or network programmable

Longitud de cable 125 kbps

m (ft.)

500 (1650)

Longitud de cable 250 kbps

m (ft.)

250 (825)

Longitud de cable 500 kbps

m (ft.)

100 (330)

DeviceNet™

4

BPG400 ATM to Ultra-High Vacuum Gauge

ESPECIFICACIONES
Tipo

BPG400DeviceNet™
Relés de punto de ajuste:
Rangombar೜೚… 100

DeviceNet™
Relés de punto de ajuste:
Histéresis% of reading

10Relés de punto de ajuste:
Capacidad nominal decontacto

V (dc)

60

Tensión de alimentación para
DeviceNet™

V (dc)+11 … +25

Tensión de alimentación para
calibreV (dc)+20 … +28

Relés de punto de ajuste:
Capacidad nominal decontacto

A (dc)

0.5

Tensión de alimentación paraDeviceNet™

A (dc)

0.5

Tensión de alimentación paracalibre

A (dc)

0.8

DeviceNet™

DeviceNet™

1) Reduced accuracy during degas
2) Simultaneous use of RS232C or VGC40x controller
series and Fieldbus is not allowed3) For RS232C operation <30m

PIEZAS DE REPUESTO
BPG400SPARE MEASUREMENT SYSTEM BPG400 DN25KF.

354-490

Spare measurement system BPG400 DN40CF.

354-491

5

BPG400 ATM to Ultra-High Vacuum Gauge

ACCESORIOSBPG400100 mm sensor extension tube

353-510Anillo de centrado con placa DN 25 KF

211-113

Baffle for BPG400353-512

Centering ring with baffle DN 25 KF

211-113

Placa para BPG400353-512

Power supply BPG400 24VDC

353-511

DIMENSIONES

www.inficon.com

reachus@inficon.com

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
(2014-09)© 2014 INFICON