BA02113D/33/JA/01.22-00
71643240
2024-01-08

Products

Solutions

Servicesバージョン
01.00.zz (デバイスファームウェア)

取扱説明書
Proline Promass O 300
コリオリ流量計
PROFINET（Ethernet-APL 対応）

advanced physical layer
Keep cover

Sp a
nnu

ng

öff
ne

n

hile
tw
gh

ti

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）• 本書は、本機器で作業する場合にいつでもすぐに手に取れる安全な場所に保管してください。
• 要員やプラントが危険にさらされないよう、「基本安全注意事項」セクション、ならびに作業手順に関して本書に規定されている、その他の安全注意事項をすべて熟読してください。
• 弊社は、事前の予告なしに技術仕様を変更する権利を有するものとします。本書に関する最新情報および更新内容については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合
わせください。

2

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

目次

目次
1

本説明書について . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.1
1.2

1.4

本文の目的 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
シンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.1 安全シンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.2 電気シンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.3 通信関連のシンボル . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.4 工具シンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2.5 特定情報に関するシンボル . . . . . . . . 7
1.2.6 図中のシンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
関連資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3.1 資料の機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
登録商標 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

安全上の注意事項 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

要員の要件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
指定用途 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
労働安全 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
操作上の安全性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
製品の安全性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
IT セキュリティ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
機器固有の IT セキュリティ . . . . . . . . . . . . . 11
2.7.1 ハードウェア書き込み保護によるアクセス保護 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.7.2 パスワードによるアクセス保護 . . . . 11
2.7.3 Web サーバー経由のアクセス . . . . . 12
2.7.4 サービスインターフェイス（CDIRJ45）経由のアクセス . . . . . . . . . . . 12

1.33

製品説明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.1

製品構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4

納品内容確認および製品識別表示 . . 14

4.1
4.2

納品内容確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
製品識別表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1 変換器の銘板 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2 センサの銘板 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.3 機器のシンボル . . . . . . . . . . . . . . . .

14
14
15
16
17

5

保管および輸送 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

5.1
5.2

5.3

保管条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
製品の運搬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.2.1 吊金具なし機器 . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.2.2 吊金具付き機器 . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.2.3 フォークリフトによる運搬 . . . . . . . 19
梱包材の廃棄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

取付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

6.1

取付要件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6.1.1 取付位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6.1.2 環境およびプロセス要件 . . . . . . . . . 22
6.1.3 特別な取付方法 . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Endress+Hauser

6.3

機器の取付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6.2.1 必要な工具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6.2.2 機器の準備 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6.2.3 機器の取付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6.2.4 変換器ハウジングの回転 . . . . . . . . . 27
6.2.5 表示モジュールの回転 . . . . . . . . . . . 28
設置状況の確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

7電気接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

7.1
7.2

7.7
7.8

電気の安全性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
接続要件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
7.2.1 必要な工具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
7.2.2 接続ケーブルの要件 . . . . . . . . . . . . . 29
7.2.3 端子の割当て . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
7.2.4 使用可能な機器プラグ . . . . . . . . . . . 32
7.2.5 機器プラグのピン割当て . . . . . . . . . 32
7.2.6 機器の準備 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
機器の接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
7.3.1 変換器の接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
7.3.2 リモートディスプレイと操作モジ
ュール DKX001 の接続 . . . . . . . . . . . 36
電位平衡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
7.4.1 要件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
特別な接続の説明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7.5.1 接続例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
ハードウェアの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
7.6.1 機器名の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
7.6.2 初期設定の IP アドレスの有効化 . . . 41
保護等級の保証 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
配線状況の確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

8操作オプション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

8.1
8.2

操作オプションの概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
操作メニューの構成と機能 . . . . . . . . . . . . . . 44
8.2.1 操作メニューの構成 . . . . . . . . . . . . . 44
8.2.2 操作指針 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
現場表示器による操作メニューへのアクセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8.3.1 操作画面表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8.3.2 ナビゲーション画面 . . . . . . . . . . . . . 48
8.3.3 編集画面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
8.3.4 操作部 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
8.3.5 コンテキストメニューを開く . . . . . . 52
8.3.6 ナビゲーションおよびリストから選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8.3.7 パラメータの直接呼び出し . . . . . . . 54
8.3.8 ヘルプテキストの呼び出し . . . . . . . 55
8.3.9 パラメータの変更 . . . . . . . . . . . . . . 55
8.3.10 ユーザーの役割と関連するアクセ
ス権 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
8.3.11 アクセスコードによる書き込み保護の無効化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
8.3.12 キーパッドロックの有効化/無効化 . 57

6.2

7.3

7.4
7.5
7.6

8.3

3

目次

8.4

8.5

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

ウェブブラウザを使用した操作メニューへのアクセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
8.4.1 PROFINET（Ethernet-APL 対応） . . 57
8.4.2 必須条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
8.4.3 接続の確立 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
8.4.4 ログイン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
8.4.5 ユーザーインタフェース . . . . . . . . . 62
8.4.6 Web サーバーの無効化 . . . . . . . . . . 63
8.4.7 ログアウト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
操作ツールによる操作メニューへのアクセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
8.5.1 操作ツールの接続 . . . . . . . . . . . . . . 64
8.5.2 FieldCare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
8.5.3 DeviceCare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
8.5.4 SIMATIC PDM . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

9システム統合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

9.1

9.4

DD ファイルの概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
9.1.1 現在の機器バージョンデータ . . . . . . 70
9.1.2 操作ツール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
機器マスタファイル（GSD） . . . . . . . . . . . . 70
9.2.1 製造者固有の機器マスタファイル（GSD）のファイル名 . . . . . . . . . . . . 71
9.2.2 PA プロファイル機器マスタファイル（GSD）のファイル名 . . . . . . . . . 71
サイクリックデータ伝送 . . . . . . . . . . . . . . . 72
9.3.1 モジュールの概要 . . . . . . . . . . . . . . 72
9.3.2 モジュールの説明 . . . . . . . . . . . . . . 73
9.3.3 ステータス符号化 . . . . . . . . . . . . . . 82
9.3.4 工場設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
冗長システム（S2） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

10

設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

9.2

9.3

設置状況および配線状況の確認 . . . . . . . . . . 85
機器の電源投入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
FieldCare 経由の接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
操作言語の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
機器の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
10.5.1 タグ名の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
10.5.2 通信インタフェースの表示 . . . . . . . 87
10.5.3 システムの単位の設定 . . . . . . . . . . . 89
10.5.4 測定物の選択および設定 . . . . . . . . . 92
10.5.5 アナログ入力の設定 . . . . . . . . . . . . . 95
10.5.6 I/O 設定の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
10.5.7 電流入力の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . 98
10.5.8 ステータス入力の設定 . . . . . . . . . . . 99
10.5.9 電流出力の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . 99
10.5.10 パルス/周波数/スイッチ出力の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
10.5.11 リレー出力の設定 . . . . . . . . . . . . . 110
10.5.12 現場表示器の設定 . . . . . . . . . . . . . 113
10.5.13 ローフローカットオフの設定 . . . . 117
10.5.14 非満管検出の設定 . . . . . . . . . . . . . 118
10.6 高度な設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
10.6.1 アクセスコードの入力のためのパラメータを使用 . . . . . . . . . . . . . . . 120
10.6.2 計算されたプロセス変数 . . . . . . . . 120
10.6.3 センサの調整の実施 . . . . . . . . . . . . 121

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

4

積算計の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
表示の追加設定 . . . . . . . . . . . . . . . 129
WLAN 設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
粘度アプリケーションパッケージ 137
濃度測定アプリケーションパッケ
ージ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
10.6.9 石油アプリケーションパッケージ 138
10.6.10 Heartbeat Technology アプリケー
ションパッケージ . . . . . . . . . . . . . 138
10.6.11 設定管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
10.6.12 機器管理のためのパラメータを使用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
10.7 シミュレーション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
10.8 不正アクセスからの設定の保護 . . . . . . . . . 144
10.8.1 アクセスコードによる書き込み
保護 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
10.8.2 書き込み保護スイッチによる書き込み保護 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
10.6.410.6.510.6.610.6.710.6.811

操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

11.1
11.2
11.3
11.4

機器ロック状態の読取り . . . . . . . . . . . . . . 147
操作言語の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
表示部の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
測定値の読取り . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
11.4.1 「測定した変数」 サブメニュー . . . 148
11.4.2 積算計 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
11.4.3 「入力値」 サブメニュー . . . . . . . . 159
11.4.4 出力値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
プロセス条件への機器の適合 . . . . . . . . . . . 162
積算計リセットの実行 . . . . . . . . . . . . . . . . 163
11.6.1 「積算計 のコントロール」 パラメー
タの機能範囲 . . . . . . . . . . . . . . . . 163
11.6.2 「すべての積算計をリセット」 パラ
メータの機能範囲 . . . . . . . . . . . . . 163
データのログの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
ガスフラクションハンドラー . . . . . . . . . . . 167
11.8.1 「測定モード」 サブメニュー . . . . . 168
11.8.2 「流体の指標」 サブメニュー . . . . . 168

11.5
11.6

11.7
11.8

12

診断およびトラブルシューティン
グ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

12.1 一般トラブルシューティング . . . . . . . . . . . 170
12.2 発光ダイオードによる診断情報 . . . . . . . . . 172
12.2.1 変換器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
12.3 現場表示器の診断情報 . . . . . . . . . . . . . . . . 174
12.3.1 診断メッセージ . . . . . . . . . . . . . . . 174
12.3.2 対処法の呼び出し . . . . . . . . . . . . . 176
12.4 ウェブブラウザの診断情報 . . . . . . . . . . . . . 176
12.4.1 診断オプション . . . . . . . . . . . . . . . 176
12.4.2 対策情報の呼び出し . . . . . . . . . . . . 177
12.5 FieldCare または DeviceCare の診断情報 . . . 177
12.5.1 診断オプション . . . . . . . . . . . . . . . 177
12.5.2 対策情報の呼び出し . . . . . . . . . . . . 178
12.6 診断情報の適応 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
12.6.1 診断時の動作の適応 . . . . . . . . . . . . 178
12.7 診断情報の概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
12.7.1 センサの診断 . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

目次

12.7.2 電子部の診断 . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
12.7.3 設定の診断 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
12.7.4 プロセスの診断 . . . . . . . . . . . . . . . 231
12.8 未処理の診断イベント . . . . . . . . . . . . . . . . 245
12.9 診断リスト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
12.10 イベントログブック . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
12.10.1 イベントログの読み出し . . . . . . . . 246
12.10.2 イベントログブックのフィルタリ
ング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
12.10.3 情報イベントの概要 . . . . . . . . . . . . 247
12.11 機器のリセット . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
12.11.1「機器リセット」 パラメータの機能
範囲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
12.12 機器情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
12.13 ファームウェアの履歴 . . . . . . . . . . . . . . . . 251

16.15 補足資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

13

索引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

メンテナンス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

13.1 メンテナンス作業 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
13.1.1 外部洗浄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
13.2 測定機器およびテスト機器 . . . . . . . . . . . . . 252
13.3 エンドレスハウザー社サービス . . . . . . . . . 252

14

修理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

14.1 一般情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
14.1.1 修理および変更コンセプト . . . . . . 253
14.1.2 修理および変更に関する注意事項 253
14.2 スペアパーツ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
14.3 Endress+Hauser サービス . . . . . . . . . . . . . . 253
14.4 返却 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
14.5 廃棄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
14.5.1 機器の取外し . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
14.5.2 機器の廃棄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

15

アクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

15.1 機器固有のアクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . 255
15.1.1 変換器用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
15.1.2 センサ用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
15.2 通信関連のアクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . 256
15.3 サービス関連のアクセサリ . . . . . . . . . . . . . 257
15.4 システムコンポーネント . . . . . . . . . . . . . . 257

16

技術データ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

16.1 アプリケーション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
16.2 機能とシステム構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
16.3 入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
16.4 出力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
16.5 電源 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
16.6 性能特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
16.7 取付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
16.8 環境 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
16.9 プロセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
16.10 構造 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
16.11 操作性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
16.12 認証と認定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
16.13 アプリケーションパッケージ . . . . . . . . . . . 285
16.14 アクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Endress+Hauser5本説明書について

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

1

本説明書について

1.1

本文の目的

本取扱説明書には、機器のライフサイクルの各段階（製品識別表示、納品内容確認、保管、設置、接続、操作、設定からトラブルシューティング、メンテナンス、廃棄まで）において必要とされるあらゆる情報が記載されています。

1.2

シンボル

1.2.1

安全シンボル!"

このシンボルは危険な状況に対する警告を表します。この表示を無視して適切な対処を怠った場合、死亡、重傷、爆発などの重大事故が発生する可能性があります。
!"

このシンボルは危険な状況に対する警告を表します。この表示を無視して適切な対処を怠った場合、死亡、重傷、爆発などの重大事故が発生する可能性があります。
!"

このシンボルは危険な状況に対する警告を表します。この表示を無視して適切な対処を怠った場合、軽傷または中程度の傷害事故が発生する可能性があります。
!"

人身傷害につながらない、手順やその他の事象に関する情報を示すシンボルです。

1.2.2

電気シンボル

シンボル

意味
直流
交流
直流および交流
接地接続
オペレータを保護するために、接地システムを使用して接地された接地端子
電位平衡接続（PE：保護接地）
その他の接続を行う前に接地端子の接地接続が必要です。
接地端子は機器の内側と外側にあります。
• 内側の接地端子：電位平衡を電源ネットワークに接続します。
• 外側の接地端子：機器とプラントの接地システムを接続します。

1.2.3

通信関連のシンボル

シンボル

意味
ワイヤレス ローカル エリア ネットワーク（WLAN）
ローカルネットワークを介した無線通信
LED
発光ダイオードがオフ
LED
発光ダイオードがオン
LED
発光ダイオードが点滅

6

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

1.2.4

本説明書について工具シンボル

シンボル

意味
マイナスドライバ
六角レンチ
スパナ

1.2.5

特定情報に関するシンボル

シンボル

意味
許可
許可された手順、プロセス、動作
推奨
推奨の手順、プロセス、動作禁止
禁止された手順、プロセス、動作ヒント
追加情報を示します。
資料参照
ページ参照

A

図参照
注意すべき注記または個々のステップ
1. , 2. , 3. …

一連のステップ
操作・設定の結果問題が発生した場合のヘルプ
目視確認

1.2.6

図中のシンボルシンボル

意味

1, 2, 3, ...

項目番号1. , 2. , 3. , …

一連のステップ

A, B, C, ...

図A-A, B-B, C-C, ...

断面図

-

危険場所

.

安全場所（非危険場所）
流れ方向

Endress+Hauser

7

本説明書について

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

1.3

関連資料

関連する技術資料の概要については、以下を参照してください。
• デバイスビューワー（www.endress.com/deviceviewer）：銘板のシリアル番号を入力します。
• Endress+Hauser Operations アプリ：銘板のシリアル番号を入力するか、銘板のマトリクスコードをスキャンしてください。

1.3.1

資料の機能

ご注文のバージョンに応じて、以下の資料が提供されます。
資料の種類

資料の目的および内容

技術仕様書（TI）

機器の計画支援本資料には、機器に関するすべての技術データが記載されており、本機器用に注文可能なアクセサリやその他の製品の概要が示されています。

簡易取扱説明書（KA）

初回の測定を迅速に開始するための手引き
簡易取扱説明書には、納品内容確認から初回の設定までに必要なすべての情報が記載されています。

取扱説明書（BA）

参考資料
取扱説明書には、機器ライフサイクルの各種段階（製品の識別、納品
内容確認、保管、取付け、接続、操作、設定からトラブルシューティ
ング、メンテナンス、廃棄まで）において必要とされるあらゆる情報が記載されています。

機能説明書（GP）

使用するパラメータの参考資料
本資料には、個々のパラメータの詳しい説明が記載されています。本
説明書は、全ライフサイクルにわたって本機器を使用し、特定の設定を行う人のために用意されたものです。

安全上の注意事項（XA）

各種認定に応じて、危険場所での電気機器の安全上の注意事項も機器に付属します。安全上の注意事項は取扱説明書の付随資料です。
（XA）の情報が銘板に明記されて 機器に関する安全上の注意事項
います。

機器固有の補足資料（SD/FY）

1.4

関連する補足資料に記載される指示を常に厳守してください。補足資料は、機器資料に付随するものです。

登録商標

Ethernet-APL™
PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PROFIBUS User Organization), Karlsruhe, Germanyの登録商標です。
TRI-CLAMP®
Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA の登録商標です。

8

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

2

安全上の注意事項

2.1

要員の要件

安全上の注意事項

設置、設定、診断、およびメンテナンスを実施する要員は、以下の要件を満たさなければなりません。
‣ 訓練を受けて、当該任務および作業に関する資格を取得した専門作業員であること。
‣ 施設責任者の許可を得ていること。
‣ 各地域/各国の法規を熟知していること。
‣ 作業を開始する前に、取扱説明書、補足資料、ならびに証明書（用途に応じて異なります）の説明を読み、内容を理解しておくこと。
‣ 指示に従い、基本条件を遵守すること。
オペレータ要員は、以下の要件を満たさなければなりません。
‣ 施設責任者からその作業に必要な訓練および許可を得ていること。
‣ 本資料の説明に従うこと。

2.2

指定用途

アプリケーションおよび測定物
本書で説明する機器は、 液体 および気体の流量測定にのみ使用することを目的としたものです。
注文したバージョンに応じて、本機器は爆発性、可燃性、毒性、酸化性の測定物も測定できます。
危険場所、サニタリアプリケーション、またはプロセス圧力によるリスクが高い場所で使用する機器は、それに応じて銘板に表示されています。
稼働時間中、機器が適切な条件下にあるよう、次の点に注意してください。
‣ 規定された圧力および温度の範囲内に保ってください。
‣ 本機器を使用する場合は必ず、銘板に明記されたデータならびに取扱説明書や補足資料に記載された一般条件に従ってください。
‣ 注文した機器が意図した危険場所で使用できる仕様であるか、銘板で確認してください（例：防爆認証、圧力容器安全）。
‣ 本機器は、接液部材質の耐食性を十分に確保できる測定物の測定にのみ使用してください。
‣ 本機器の周囲温度が大気温度の範囲外になる場合は、関連する機器資料に記載されている基本条件を遵守することが重要です→  8。
‣ 機器を環境による腐食から永続的に保護してください。
不適切な用途
指定用途以外での使用は、安全性を危うくする可能性があります。製造者は、誤った使用方法または指定用途以外の使用により発生する損害について責任を負いません。

L 警告
腐食性または研磨性のある流体、あるいは周囲条件による破損の危険‣ プロセス流体とセンサ材質の適合性を確認してください。
‣ プロセス内のすべての接液部材質の耐食性を確認してください。
‣ 規定された圧力および温度の範囲内に保ってください。
注記
不明な場合の確認：‣ 特殊な流体および洗浄液に関して、Endress+Hauser では接液部材質の耐食性確認をサポートしますが、プロセスの温度、濃度、または汚染レベルのわずかな変化によって耐食性が変わる可能性があるため、保証や責任は負いかねます。

Endress+Hauser

9安全上の注意事項

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

残存リスク

L 注意
測定物または電子モジュールユニットの温度が高いまたは低い場合、機器の表面が高温
または低温になる可能性があります。火傷または凍傷の危険があります。
‣ 適切な接触保護具を取り付けてください。

L 警告
計測チューブ破損によるハウジング破損の危険があります。
計測チューブが破裂すると、センサハウジング内の圧力は使用プロセス圧力に応じて上昇します。
‣ 破裂板を使用してください。

L 警告
測定物が漏れる危険性があります。
破裂板付きの機器の場合：圧力のかかった測定物が漏れることにより、負傷したり、物質的損害がもたらされる可能性があります。
‣ 破裂板が作動した場合に、負傷したり、物質的損害がもたらされることがないよう、予防措置を講じてください。

2.3

労働安全

機器で作業する場合：‣ 各国の規制に従って、必要な個人用保護具を着用してください。

2.4

操作上の安全性

機器が損傷する可能性があります。
‣ 本機器は、適切な技術条件およびフェールセーフ条件下でのみ操作してください。
‣ 施設作業者には、機器を支障なく操作できるようにする責任があります。
機器の改造
機器を無断で改造することは、予測不可能な危険を引き起こす可能性があるため、禁止されています。
‣ 変更が必要な場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。
修理
操作上の安全性と信頼性を保証するために、以下の点にご注意ください。
‣ 機器の修理は、明確に許可された場合にのみ実施してください。
‣ 電気機器の修理に関する各地域/各国の規定を遵守してください。
‣ 純正のスペアパーツおよびアクセサリのみを使用してください。

2.5

製品の安全性

本機器は、最新の安全要件に適合するように GEP（Good Engineering Practice）に従って設計され、テストされて安全に操作できる状態で工場から出荷されます。
本機器は一般的な安全基準および法的要件を満たします。また、機器固有の EU 適合宣言に明記された EU 指令にも準拠します。Endress+Hauser は機器に CE マークを添付することにより、機器の適合性を保証します。

2.6

IT セキュリティ

取扱説明書の指示に従って製品を設置および使用した場合にのみ、当社の保証は有効です。本製品には、設定が不注意で変更されないよう、保護するためのセキュリティ機構が備えられています。
10

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

安全上の注意事項

製品および関連するデータ伝送の追加的な保護を提供する IT セキュリティ対策を、事業者自身が自社の安全基準に従って講じる必要があります。

2.7

機器固有の IT セキュリティ

ユーザー側の保護対策をサポートするため、本機器はさまざまな特定機能を提供します。この機能はユーザー設定が可能であり、適切に使用すると操作の安全性向上が保証されます。最も重要な機能の概要が以下のリストに示されています。
機能/インタフェース

工場設定

推奨

ハードウェア書き込み保護スイッチによる 無効
書き込み保護 →  11

リスク評価に従って個別に設定する

アクセスコード
無効（0000）（Web サーバーのログインまたは FieldCare
接続にも適用）→  11

カスタマイズされたアクセスコードを設定
中に割り当てる

WLAN（表示モジュールの注文オプション）

有効リスク評価に従って個別に設定する

WLAN セキュリティモード

有効（WPA2PSK）

変更しないでください

WLAN パスフレーズ（パスワード）→  12

シリアル番号

カスタマイズされた WLAN パスフレーズ
を設定中に割り当てる

WLAN モード

アクセスポイント

リスク評価に従って個別に設定する

Web サーバー →  12

有効リスク評価に従って個別に設定する

CDI-RJ45 サービスインタフェース→  12–

リスク評価に従って個別に設定する

2.7.1

ハードウェア書き込み保護によるアクセス保護

書き込み保護スイッチ（メイン電子モジュール上の DIP スイッチ）により、現場表示器、ウェブブラウザ、または操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare）を介した機器パラメータへの書き込みアクセスを無効にすることができます。ハードウェア書き込み保護が有効になっている場合は、パラメータの読み取りアクセスのみ可能です。
機器の納入時には、ハードウェア書き込み保護が無効になっています。→  145

2.7.2

パスワードによるアクセス保護

機器パラメータへの書き込みアクセス、または WLAN インターフェイスを介した機器へのアクセスを防ぐため、各種のパスワードを使用できます。
• ユーザー固有のアクセスコード
現場表示器、ウェブブラウザ、または操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare）を介した機器パラメータへの書き込みアクセスを防止します。アクセス権は、ユーザー固有のアクセスコードを使用して明確に管理されます。
• WLAN のパスワード
ネットワークキーにより、オプションとして注文可能な WLAN インターフェイスを介した操作ユニット（例：ノートパソコンまたはタブレット端末）と機器の接続が保護されます。
• インフラモード
機器がインフラモードで動作する場合、WLAN パスフレーズは事業者側で設定した
WLAN パスフレーズと一致します。
ユーザー固有のアクセスコード
変更可能なユーザー固有のアクセスコードを使用して、現場表示器、ウェブブラウザ、
または操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare）を介した機器パラメータへの書き込み
アクセスを防止できます。 (→  144).
Endress+Hauser

11安全上の注意事項

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

機器の納入時には、機器のアクセスコードは未設定で 0000（オープン）となっています。
WLAN のパスワード：WLAN アクセスポイントとして動作
オプションとして注文可能な WLAN インターフェイスを介した操作部（例：ノートパ
ソコンまたはタブレット端末）と機器の接続（→  65）は、ネットワークキーにより保護されます。ネットワークキーの WLAN 認証は IEEE 802.11 規格に適合します。
機器の納入時には、ネットワークキーは機器に応じて事前設定されています。これは、WLAN のパスワード パラメータ (→  137) の WLAN 設定 サブメニュー で変更することが可能です 。
インフラモード
機器と WLAN アクセスポイントの接続は、システム側の SSID とパスフレーズによって保護されています。アクセスするには、システム管理者にお問い合わせください。
パスワードの使用に関する一般的注意事項• 機器とともに支給されたアクセスコードとネットワークキーは、設定中に変更する必要があります。
• アクセスコードとネットワークキーの決定および管理を行う場合は、安全なパスワー
ドを生成するための一般規則に従ってください。
• ユーザーにはアクセスコードとネットワークキーを管理して慎重に取り扱う責任があります。
• アクセスコードの設定やパスワード紛失時の対処法などの詳細については、「アクセスコードを介した書き込み保護」セクションを参照してください。→  144

2.7.3

Web サーバー経由のアクセス

本機器は内蔵された Web サーバーを使用して、ウェブブラウザを介して操作および設定を行うことが可能です。サービスインタフェース（CDI-RJ45）、PROFINET（EthernetAPL 対応）（IO1）信号伝送用の接続または WLAN インタフェースを介して接続されます。
機器の納入時には、Web サーバーが使用可能な状態になっています。必要に応じて、Web サーバ 機能 パラメータ を使用して Web サーバーを無効にできます（例：設定後）。
機器およびステータス情報は、ログインページで非表示にできます。これにより、情報への不正アクセスを防ぐことができます。
機器パラメータの詳細については、次を参照してください。
資料「機能説明書」.

2.7.4

サービスインターフェイス（CDI-RJ45）経由のアクセス

機器はサービスインターフェイス（CDI-RJ45）を介してネットワークに接続できます。
機器固有の機能により、ネットワーク内での機器の操作の安全性が保証されます。
IEC/ISA62443 または IEEE など、国内および国際的な安全委員会によって規定された関連する工業規格やガイドラインの使用を推奨します。これには、アクセス承認の割り当てといった組織的なセキュリティ方法や、ネットワークセグメンテーションなどの技術的手段が含まれます。
Ex de 認証付き変換器はサービスインターフェイス（CDI-RJ45）を介して接続することができません。
「変換器 + センサ 認証」のオーダーコード、オプション（Ex de）：BA、BB、C1、
C2、GA、GB、MA、MB、NA、NB

12Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

3

製品説明

製品説明

本機器は変換器とセンサから構成されます。
本機器は一体型：
変換器とセンサが機械的に一体になっています。

3.1

製品構成
2

1

4

3

un
ter

n
f ne
öf

Ni
Spcht Powan un
Do nu te er
en no ngr
er t op öffn
Ne gizeso pa den when
us s outens vr en
ionir

i sp

la y

e

D

Nicht

I/O

ar
ES

C

–
+
E

5
A0029586

1
1
2
3
4
5

Endress+Hauser

機器の主要コンポーネント
端子部カバー
表示モジュール
変換器ハウジング
表示部のカバーセンサ

13

納品内容確認および製品識別表示

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

4

納品内容確認および製品識別表示

4.1

納品内容確認
発送書類（1）と製品ラベル（2）に記載されたオーダー
コードが一致するか？

1
2

1
2

納入品に損傷がないか？

銘板のデータと発送書類に記載された注文情報が一致するか？

Order code:
Ser. no.:Ext. ord. cd.:

i

i

Date:

付随する関連資料が同梱されているか？

• 1 つでも条件が満たされていない場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。
• 技術資料はインターネットまたは「Endress+Hauser Operations アプリ」から入手可能です。「製品識別表示」セクションを参照してください →  15。

4.2

製品識別表示

機器を識別するには、以下の方法があります。
• 銘板の仕様• 納品書に記載されたオーダーコード（機器仕様コードの明細付き）• 銘板に記載されているシリアル番号をデバイスビューワー（www.endress.com/deviceviewer）に入力します。機器に関するすべての情報が表示されます。
• 銘板のシリアル番号を Endress+Hauser Operations アプリに入力するか、Endress+Hauser Operations アプリで銘板のデータマトリクスコードをスキャンすると、機器に関するすべての情報が表示されます。

14

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

納品内容確認および製品識別表示

同梱される関連の技術資料の概要については、次を参照してください。
•「機器に関する追加の標準資料」 および「機器関連の補足資料」 セクション• デバイスビューワー：銘板のシリアル番号を入力してください（www.endress.com/deviceviewer）。
• Endress+Hauser Operations アプリ：銘板のシリアル番号を入力するか、銘板のデー
タマトリクスコードをスキャンしてください。

4.2.1

変換器の銘板1 2

3 4 5

Order code:
Ser. no.:Ext. ord. cd.:

20

6

19
7
18
17
16
15
14

8
i

i

Date:

13

12

11

9

10
A0029192

2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Endress+Hauser

変換器銘板の例
製造場所
変換器名
オーダーコード
シリアル番号（Ser. no.）
拡張オーダーコード（Ext. ord. cd.）
保護等級
認定用スペース：危険場所用
電気接続データ：使用可能な入力/出力
2-D マトリクスコード
製造日：年、月
安全関連の補足資料の資料番号認定および認証用スペース（例：CE マーク、RCM マーク）
接続および電子部コンパートメントの保護等級用スペース（危険場所用）
工場出荷時のファームウェアのバージョン（FW）および機器リビジョン（Dev.Rev.）
特注品の追加情報用スペース
ケーブルの許容温度範囲
許容周囲温度（Ta）
ケーブルグランドの情報
使用可能な入力/出力、電源電圧
電気接続データ：電源電圧15納品内容確認および製品識別表示

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

4.2.2

センサの銘板12
3
4
5

Order code:
Ser. no.:Ext. ord. cd.:

6

7
14
13
i

8

i
Date:

9
10

12

11
A0029199

3
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

センサ銘板の例
センサ名
製造場所
オーダーコード
シリアル番号（Ser. no.）
拡張オーダーコード（Ext. ord. cd.）センサ呼び口径、フランジ呼び口径/呼び圧力、センサ試験圧力、流体温度範囲、計測チューブおよび
マニホールドの材質、センサ固有の情報（例：センサハウジングの圧力範囲、密度仕様（高精度密度校正））
防爆認定、欧州圧力機器指令、保護等級の情報
流れ方向
製造日：年/月
2-D マトリクスコード
安全関連の補足資料の資料番号
CE マーク、RCM マーク
表面粗さ
許容周囲温度（Ta）

オーダーコード
機器の追加注文の際は、オーダーコードを使用してください。
拡張オーダーコード• 機器タイプ（製品ルートコード）と基本仕様（必須仕様コード）を必ず記入します。
• オプション仕様（オプション仕様コード）については、安全および認定に関する仕様のみを記入します（例：LA）。その他のオプション仕様も注文する場合、これは # 記号を用いて示されます（例：#LA#）。
• 注文したオプション仕様に安全および認定に関する仕様が含まれない場合は、+記号を用いて示されます（例：XXXXXX-ABCDE+）。

16

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

4.2.3
シンボル

納品内容確認および製品識別表示

機器のシンボル意味警告
危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災の恐れがあります。潜在的な危険の性質とその回避に必要な対策を特定する
ためには、機器に付属する関連資料を参照してください。
資料参照
対応する機器関連文書の参照指示
保護接地端子その他の接続を行う前に、接地接続する必要のある端子

Endress+Hauser

17保管および輸送

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

5

保管および輸送

5.1

保管条件

保管する際は、次の点に注意してください。

‣ 衝撃を防止するため、納品に使用された梱包材を使って保管してください。
‣ プロセス接続部に取り付けられている保護カバーまたは保護キャップは外さないで‣‣‣ください。これは、シール表面の機械的な損傷と計測パイプ内の汚染を防止するために必要です。
表面温度が許容範囲を超えないよう、直射日光があたらないようにしてください。
乾燥した、粉塵のない場所に保管してください。
屋外に保管しないでください。

保管温度 →  273

5.2

製品の運搬

納品に使用された梱包材を使って、機器を測定現場まで運搬してください。

A0029252

プロセス接続部に取り付けられている保護カバーまたはキャップは外さないでください。これは、シール表面の機械的な損傷と計測チューブ内の汚染を防止するために必要です。

5.2.1

吊金具なし機器

L 警告
機器の重心は、吊り帯の吊り下げポイントより高い位置にあります。
機器がずり落ちると負傷する恐れがあります。
‣ 機器がずり落ちたり、回転したりしないようにしっかりと固定してください。
‣ 梱包材に明記された質量（貼付ラベル）に注意してください。

A0029214

18

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

5.2.2

保管および輸送

吊金具付き機器

L 注意
吊金具付き機器用の特別な運搬指示‣ 機器の運搬には、機器に取り付けられている吊金具またはフランジのみを使用してください。
‣ 機器は必ず、最低でも 2 つ以上の吊金具で固定してください。

5.2.3

フォークリフトによる運搬

木箱に入れて運搬する場合は、フォークリフトを使用して縦方向または両方向で持ち上げられるような木箱の床構造となっています。

5.3

梱包材の廃棄梱包材はすべて環境に優しく、100 % リサイクル可能です。
• 機器の外装
ポリマー製ストレッチフィルム：EU 指令 2002/95/EC（RoHS）に準拠• 梱包材• ISPM 15 規格に準拠して処理された木枠、IPPC ロゴによる確認証明• 欧州包装ガイドライン 94/62EC に準拠する段ボール箱、リサイクル可能、RESY マークによる確認証明• 運搬および固定用資材• 使い捨てプラスチック製パレット• プラスチック製ストラップ• プラスチック製粘着テープ
• 充填材
紙製詰め物

Endress+Hauser

19

取付け

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

6

取付け

6.1

取付要件

6.1.1

取付位置

取付位置

A0028772

測定管内の気泡溜まりによる測定誤差を防止するため、以下の配管位置には取付けないでください。
• 配管の最も高い位置• 下向き垂直配管の開放出口の直前
下り配管への設置
ただし、次の設置方法をとることにより、開放型の垂直配管への取付けも可能です。呼び口径より断面積の小さな絞り機構あるいはオリフィスプレートを設けることにより、測定中に計測チューブ内が空洞状態になることを防止できます。

1

2

3
4

5
A0028773

4
1
2
3
4
5

20

下向き配管への設置（例：バッチアプリケーション用）
供給タンク
センサ
オリフィスプレート、絞り機構
バルブ
バッチタンクEndress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

取付け

呼び口径

Ø オリフィスプレート、絞り機構

[mm]

[in]

[mm]

[in]

80

3

50

1.97

100

4

65

2.60

150

6

90

3.54

250

10

150

5.91

取付方向
センサの銘板に表示された矢印の方向が、流れ方向（配管を流れる測定物の方向）に従ってセンサを取り付ける際に役立ちます。
取付方向
A

推奨
1)

垂直方向

A0015591B2)

水平方向、変換器が上向き例外：→  5,  21
A0015589

C3)

水平方向、変換器が下向き

例外：→  5,  21
A0015590

D

水平方向、変換器が横向き
A0015592

1)
2)
3)

確実に自己排水するためには、この取付方向を推奨します。
プロセス温度が低いアプリケーションでは、周囲温度も低くなる場合があります。これは、変換器の最低周囲温度を守るための推奨の取付方向です。
プロセス温度が高いアプリケーションでは、周囲温度も高くなる場合があります。これは、変換器の最大周囲温度を守るための推奨の取付方向です。

計測チューブが弓形のセンサを水平取付する場合は、液体の特性に考慮した位置にセンサを設置してください。

1

2
A0028774

5
1
2

Endress+Hauser

弓形計測チューブセンサの取付方向
固形分を含む液体には、この取付方向は避けてください。固形分が堆積する恐れがあります。
気泡が発生する恐れのある液体には、この取付方向は避けてください。気泡が滞留する恐れがありま
す。

21

取付け

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

上流側/下流側直管長
キャビテーションが発生しない限り、流れの乱れを生じさせる障害物（バルブ、エルボ、ティーなど）に特別な予防措置をとる必要はありません →  22。

A0029322

A0029323

寸法
機器の外形寸法および取付寸法については、「技術仕様書」の「構造」セクションを参照してください。

6.1.2

環境およびプロセス要件

周囲温度範囲機器• –40～+60 °C (–40～+140 °F)•「試験、証明」のオーダーコード、オプション JP：–50～+60 °C (–58～+140 °F)

現場表示器の視認性–20～+60 °C (–4～+140 °F)
温度が許容温度範囲外の場合、表示部の視認性が悪化する可能性があります。

周囲温度と流体温度の依存関係→  274‣ 屋外で使用する場合：
特に高温地域では直射日光は避けてください。
日除けカバーの注文については、Endress+Hauser にお問い合わせください。.
→  255
使用圧力
キャビテーションが発生しないようにすることや、液体に混入したガスが発泡しないよ
うにすることが重要です。
使用圧力が蒸気圧を下回った場合に、キャビテーションは発生します。
• 沸点の低い液体において（例：炭化水素、溶剤、液化ガス）• 吸引ラインにおいて‣ キャビテーションやガスの発泡を防止するため、使用圧力を十分に高く維持してください。

従って、最適な設置場所は以下のようになります。
• 垂直配管の最も低い位置• ポンプの下流側（真空になる恐れがありません）

A0028777

22

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

取付け

断熱
一部の流体においては、センサから変換器への放射熱を低く抑えることが重要です。必要な断熱を設けるために、さまざまな材質を使用することができます。
断熱材付きのバージョンには、以下の機器バージョンが推奨されます。
伸長ネック付きバージョン：「計測チューブの材質」のオーダーコード、オプション FA、長さ 105 mm (4.13 in) の伸長ネック付き
注記
断熱により電子機器部が過熱する恐れがあります。
‣ 推奨の取付方向：水平取付、変換器ハウジング は下向き
‣ 変換器ハウジング を断熱しないでください。
‣ 変換器ハウジング下端の許容最高温度：80 °C (176 °F)‣ 伸長ネックを覆わない断熱：最適な放熱を保証するために、伸長ネックを断熱しないことを推奨します。

A0034391

6

伸長ネックを覆わない断熱

ヒーティング
注記
周囲温度の上昇により電子モジュールが過熱する恐れがあります。
‣ 変換器の許容最高周囲温度に注意してください。
‣ 流体温度に応じて、機器取付方向の要件を考慮してください。
注記
ヒーティング時の過熱の危険‣ 変換器ハウジング下端の温度は 80 °C (176 °F) を超えないようにしてください。
‣ 変換器ネック部分で十分な対流が起きていることを確認してください。
‣ 変換器ネック部分周囲の十分な範囲が覆われないようにしてください。覆われていない変換器の台座より放熱し、電子機器部が過熱/過冷却するのを防ぎます。
‣ 爆発性雰囲気で使用する場合は、機器固有の防爆資料の指示に従ってください。温
度表の詳細については、別冊の機器の「安全上の注意事項」（XA）を参照してください。
‣ 適切なシステムレイアウトにより過熱を防止できない場合は、プロセス診断「830
周囲温度が高すぎる」および「832 基板温度が高すぎる」の挙動を考慮してください。
ヒーティングオプション
センサで熱損失が発生してはならない流体の場合は、次のヒーティングオプションを利用することが可能です。
• 電気ヒーティング（例：電気バンドヒーター） 1)• 温水または蒸気を利用した配管• スチームジャケット

1)

並列電気バンドヒーターの使用が一般的に推奨されます（双方向の電気の流れ）。単線式ヒーターケーブルを使用する場合は、特別な考慮が必要です。関連資料 EA01339D「電気トレースヒーティングシステムの設置要領書」に追加情報が記載されています。

Endress+Hauser

23

取付け

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

振動
計測チューブは高い振動周波数で測定を行っているため、配管等の外部振動の影響を受
けません。

6.1.3

特別な取付方法

排液性
垂直方向に設置すると、計測チューブから液体を完全に排出して付着を防止することができます。
サニタリ適合性• サニタリアプリケーションに設置する場合は、「認証と認定」の「サニタリ適合性」セクションを参照してください。
•「ハウジング」のオーダーコード、オプション B「ステンレス、サニタリ」の機器の場合、端子部カバーを密閉するには、手でしっかりと締めてから、さらに45°（15 Nm に相当）締め付けてください。
破裂板
プロセス関連の情報：→  276

L 警告
測定物が漏れる危険性があります。
圧力のかかった測定物が漏れることにより、負傷したり、物質的損害がもたらされる可能性があります。
‣ 破裂板が作動した場合に、要員に危険が及んだり損傷したりしないよう、予防措置を講じてください。
‣ 破裂板ラベルの情報に注意してください。
‣ 破裂板の機能や作動が機器の設置により妨げられないように注意してください。
‣ スチームジャケットは使用しないでください。
‣ 破裂板を取り外したり、破損させたりしないでください。
破裂板の位置はその横に貼付されたラベルに示されています。
輸送用ガードを取り外す必要があります。
既存の接続ノズルは洗浄または圧力を監視するためのものではなく、破裂板の取付位置として機能します。
破裂板が故障した場合、漏れた測定物を排出するための排出管を破裂板の雌ネジにねじ込むことができます。

24

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

取付け

i

RUPTURE DISK

1

3

2

A0030346

1
2
3

破裂板ラベル
1/2" NPT 雌ネジ付き破裂板（対辺距離 1"）
輸送保護材

寸法については、技術仕様書の「構造」セクション（アクセサリ）を参照してくだ
さい。
日除けカバー280 (11.0)
134 (5.3)

12 (0.47)

30 (1.18)

48 (1.9)

146 (5.75)

255 (10.0)

A0029553

7

単位 mm（in）

カバーロック
注記
オーダーコード「ハウジング」のオーダーコード、オプション L「鋳造、ステンレス」：
変換器ハウジングのカバーには、カバーをロックするための穴が用意されています。
現場でユーザー側が用意するネジとチェーンまたはケーブルを使用してカバーをロックすることが可能です。
‣ ステンレス製のケーブルまたはチェーンの使用を推奨します。
‣ 保護コーティングされている場合は、ハウジングの塗装を保護するために熱収縮チューブの使用を推奨します。

Endress+Hauser

25

取付け

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

1
1

2

1
2

SW 2.5M3

5 (0.2) min. 15 (0.6)

A0029800

12

固定ネジ用のカバー穴
カバーをロックするための固定ネジ

6.2

機器の取付け

6.2.1

必要な工具

センサ用
フランジおよびその他のプロセス接続の場合：適切な取付工具を使用してください。

6.2.2

機器の準備

1.

残っている輸送梱包材をすべて取り除きます。

2.

センサから保護カバーまたは保護キャップをすべて取り外します。

3.

表示部のカバーに付いているステッカーをはがします。

6.2.3

機器の取付け

L 警告
プロセスの密閉性が不適切な場合、危険が及ぶ可能性があります。
‣ ガスケットの内径がプロセス接続や配管と同等かそれより大きいか確認してください。
‣ シールに汚れや損傷がないことを確認してください。
‣ シールを正しく固定してください。
1.

26

センサの銘板に表示された矢印の方向が、測定物の流れ方向と一致しているか確認します。

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

2.

取付け

電線管接続口が上を向かないように機器を取り付けるか、変換器ハウジングを回転させます。


A0029263

6.2.4

変換器ハウジングの回転端子部や表示モジュールにアクセスしやすくするため、変換器ハウジングを回転させることが可能です。

4.

n
f ne
öf

Nicht

Nicht

un
te r

un
te r

n
f ne
öf
ES

ES

C

C

–

–

+

+

E

e

e

E

ar

ar

3 mm

2.

1.

4 mm 7 Nm (5.2 lbf ft) 3.
A0029993

8

非防爆ハウジング

1.

機器バージョンに応じて、端子部カバーの固定クランプを緩めます。

2.

端子部カバーを外します。

3.

固定ネジを緩めます。

4.

ハウジングを必要な位置に回転させます。

5.

固定ネジを締め付けます。

6.

端子部カバーを取り付けます。

7.

機器バージョンに応じて、端子部カバーの固定クランプを取り付けます。
2.

A

1.

4 mm 7 Nm (5.2 lbf !)3.

AA0043150

91.
Endress+Hauser

防爆ハウジング

固定ネジを緩めます。
27

取付け

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

2.

ハウジングを必要な位置に回転させます。

3.

固定ネジを締め付けます。

6.2.5

表示モジュールの回転表示モジュールを回転させて、表示部の視認性と操作性を最適化することが可能です。

n
f ne
öf

Nicht

Nicht

un
te r

un
te r

n
f ne
öf
ES

ES

C

C

–

–

+

+

ES

C

E

–

E

ar

e

E

ar

2.

3 mm

1.

e

+

3.
A0030035

1.

機器バージョンに応じて、端子部カバーの固定クランプを緩めます。

2.

端子部カバーを外します。

3.

表示モジュールを必要な位置に回転させます（両方向に最大 8 × 45°）。

4.

端子部カバーを取り付けます。

5.

機器バージョンに応じて、端子部カバーの固定クランプを取り付けます。

6.3

設置状況の確認

機器は損傷していないか？（外観検査）



機器が測定ポイントの仕様を満たしているか？
例：• プロセス温度 →  274• プロセス圧力（技術仕様書の「圧力温度曲線」セクションを参照）• 周囲温度• 測定範囲

センサの正しい取付方向が選択されているか？

28• センサタイプに応じて• 測定物温度に応じて• 測定物特性に応じて（気泡、固形分が含まれる）



センサの銘板にある矢印が配管内を流れる流体の方向に適合しているか→  21？



測定ポイントの識別番号とそれに対応する銘板は正しいか（外観検査）？



機器が湿気あるいは直射日光から適切に保護されているか？



固定ネジや固定クランプがしっかりと締め付けられているか？



Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

7

電気接続

電気接続

L 警告
帯電部！電気接続に関する作業が不適切な場合、感電の危険性があります。
‣ 機器の電源を容易に切ることができるように、断路装置（スイッチまたは電源ブレーカ）を設定します。
‣ 機器のヒューズに加えて、最大 10 A の過電流保護ユニットをプラント設備に組み込
んでください。

7.1

電気の安全性適用される各国の規制に準拠

7.2

接続要件

7.2.1

必要な工具

• 電線管接続口用：適切な工具を使用• 固定クランプ用：六角レンチ 3 mm
• 電線ストリッパー• より線ケーブルを使用する場合：電線端スリーブ用の圧着工具• ケーブルを端子から外す場合：マイナスドライバ ≤ 3 mm (0.12 in)

7.2.2

接続ケーブルの要件

ユーザー側で用意する接続ケーブルは、以下の要件を満たす必要があります。
外部接地端子用の保護接地ケーブル
導体断面積 < 2.1 mm2 (14 AWG)
ケーブルラグを使用すると、より大きな断面積の接続が可能になります。
接地インピーダンスは 2 Ω 以下でなければなりません。
許容温度範囲• 設置する国/地域に適用される設置ガイドラインを順守する必要があります。
• ケーブルは予想される最低温度および最高温度に適合しなければなりません。
電源ケーブル（内部接地端子用の導体を含む）
一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。
信号ケーブルPROFINET（Ethernet-APL 対応）
APL セグメントのリファレンスケーブルタイプは、フィールドバスケーブルタイプ A、
MAU タイプ 1 および 3（IEC 61158-2 の規定）です。このケーブルは、IEC TS 60079-47に準拠した本質安全アプリケーションの要件を満たしており、非本質安全アプリケーシ
ョンでも使用できます。

Endress+Hauser

ケーブルタイプA

ケーブル静電容量

45～200 nF/km

ループ抵抗15～150 Ω/km

ケーブルインダクタンス

0.4～1 mH/km

29

電気接続

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

詳細については、Ethernet-APL エンジニアリングガイドライン（https://www.ethernet-apl.org）を参照してください。
電流出力 0/4～20 mA• 一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。
• カスタディトランスファー測定の場合は、シールドケーブルを使用：錫メッキ銅編組
線、光学的カバー ≥ 85 %パルス /周波数 /スイッチ出力• 一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。
• カスタディトランスファー測定の場合は、シールドケーブルを使用：錫メッキ銅編組
線、光学的カバー ≥ 85 %
リレー出力
一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。
電流入力 0/4～20 mA• 一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。
• カスタディトランスファー測定の場合は、シールドケーブルを使用：錫メッキ銅編組
線、光学的カバー ≥ 85 %ステータス入力• 一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。
• カスタディトランスファー測定の場合は、シールドケーブルを使用：錫メッキ銅編組
線、光学的カバー ≥ 85 %ケーブル径
• 提供されるケーブルグランド：
M20 × 1.5、⌀ 6～12 mm (0.24～0.47 in) ケーブル用• スプリング端子：より線およびスリーブ付きより線に最適
導体断面積 0.2～2.5 mm2 (24～12 AWG)
接続ケーブルの要件 – 分離型ディスプレイと操作モジュール DKX001
オプションで使用可能な接続ケーブル
ケーブルは注文オプションに応じて納入されます。
• 機器のオーダーコード：「ディスプレイ；操作」のオーダーコード 030、オプション
Oまたは• 機器のオーダーコード：「ディスプレイ；操作」のオーダーコード 030、オプション
M
および• DKX001 のオーダーコード：「ケーブル」のオーダーコード 040、オプション A、B、D、E

30

標準ケーブル2 × 2 × 0.34 mm2 (22 AWG) 共通シールド付き PVC ケーブル（2 ペア、ペア撚り）

難燃性

DIN EN 60332-1-2 に準拠

耐油性

DIN EN 60811-2-1 に準拠

シールド

錫メッキ銅編組線、光学的カバー ≥ 85 %

静電容量：コア/ シールド≤ 200 pF/m

L/R

≤ 24 µH/Ω

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

電気接続

使用可能なケーブル長

5 m (15 ft)/10 m (35 ft)/20 m (65 ft)/30 m (100 ft)

動作温度

固定位置に取り付けた場合：–50～+105 °C (–58～+221 °F)；ケーブルを自由に移動できる場合：–25～+105 °C (–13～+221 °F)

標準ケーブル - ユーザー固有のケーブル
以下の注文オプションの場合は、機器にケーブルが付属しないため、ユーザー側で用意する必要があります。
DKX001 のオーダーコード：「ケーブル」のオーダーコード 040、オプション 1「なし、ユーザー側で用意、最大 300 m」
以下の最小要件を満たす標準ケーブルは、危険場所（Zone 2, Class I, Division 2 およびZone 1, Class I, Division 1）においても接続ケーブルとして使用可能：

Endress+Hauser

標準ケーブル4 線式（2 ペア）、共通シールド付きペア撚り、最小ケーブル断面積
0.34 mm2 (22 AWG)

シールド

錫メッキ銅編組線、光学的カバー ≥ 85 %ケーブルインピーダンス（ペア）

最小 80 Ω

ケーブル長

最大 300 m (1 000 ft)、最大ループインピーダンス 20 Ω

静電容量：コア/ シールド

最大 1 000 nF、Zone 1, Class I, Division 1 の場合

L/R

最大 24 µH/Ω、Zone 1, Class I, Division 1 の場合

31

電気接続

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

7.2.3

端子の割当て変換器：電源電圧、入力/出力
入出力の端子の割当ては、注文した個別の機器バージョンに応じて異なります。機器固有の端子の割当ては、端子部カバーに貼付されたラベルに明記されています。
電源電圧
1 (+)

入力/出力 1

2 (–)

26 (+)

入力/出力 227 (–)

24 (+)

入力/出力 325 (–)

22 (+)

23 (–)

機器固有の端子の割当て：端子部カバーに貼付されたラベル

分離型ディスプレイと操作モジュールの端子の割当て →  36

7.2.4

使用可能な機器プラグ

危険場所では機器プラグを使用できません。
「入力；出力 1」のオーダーコード、オプション RB「PROFINET（Ethernet-APL 対応）」
オーダーコード

7.2.5

電線管接続口/コネクタ「電気接続」

2

3

L, N, P, U

M12 プラグ × 1–

機器プラグのピン割当て

3

4

2

1

ピン

割当て

コード

プラグ/ソケット

1

APL 信号 -

A

ソケット

2

APL 信号 +3

ケーブルシールド 1

4

割当てなし

金属製プラ
グハウジン
グ

ケーブルシールド

1 ケーブルシールドを使用する場合

7.2.6

機器の準備

注記
ハウジングの密閉性が不十分な場合。
機器の動作信頼性が損なわれる可能性があります。
‣ 保護等級に対応する適切なケーブルグランドを使用してください。

32

1.

ダミープラグがある場合は、これを取り外します。

2.

機器にケーブルグランドが同梱されていない場合：
接続ケーブルに対応する適切なケーブルグランドを用意してください。

3.

機器にケーブルグランドが同梱されている場合：
接続ケーブルの要件を順守します。→  29.

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

7.3

電気接続

機器の接続

注記
適切に接続されていないと、電気の安全性が損なわれます。
‣ 電気配線作業は、適切な訓練を受けた専門作業員のみが実施してください。
‣ 適用される各地域/各国の設置法規を遵守してください。
‣ 各地域の労働安全規定に従ってください。
‣ 追加のケーブルを接続する前に、必ず保護接地ケーブルを接続します。
‣ 爆発性雰囲気で使用する場合は、機器固有の防爆資料の指示に従ってください。

7.3.1

変換器の接続1
2
3
4A00267811234電源用端子接続
入力/出力信号伝送用端子接続
入力/出力信号伝送用端子接続、またはサービスインターフェイス経由（CDI-RJ45）のネットワーク接続
用端子；オプション：外部の WLAN アンテナ用接続または分離型ディスプレイと操作モジュール
DKX001 用接続
保護接地（PE）

Ethernet-APL 対応の PPROFINET および使用可能な入力/出力を介した機器の接続に加えて、追加の接続オプションがあります。
サービスインターフェイス（CDI-RJ45）経由でネットワークに統合
プラグの接続
3.
n
f ne
öf

Nicht

Nicht

un
ter

un
te r

n
f ne
öf
ES

C

ES
C

–

–

+

+

E

E
ES
C

ar

3 mm

+

4.

1.

ar

2.

e

e

–

E

3.
A0029813

Endress+Hauser

1.

端子部カバーの固定クランプを緩めます。

2.

端子部カバーを外します。

3.

表示モジュールホルダのツメを同時に押し込みます。

4.

表示モジュールホルダを外します。

33

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

er
Powr ente fn nun g öf whe
enichtnnunNpat op
d vrir
S nozeDoergis ouionene patens
N us
so

Ni
Spcht Powan un
Do nu te er
en no ngrer töfNe gi op fn
so pa zeden when
us s outens vr en
ionir

un
te r

un
te r

6.

Nicht

I/O

n
f ne
öf

n
f ne
öf

Ni
Spcht Powan un
Do nu te er
en no ngrer töfNe gi op fn
so pa zeden when
us s outens vr en
ionir

I/O

Nicht

電気接続

e

e

I/O

ar

ar

ES

ES
C

C

–

–
+

+
E

E

5.
A00298145.

電子部コンパートメントの縁にホルダを取り付けます。

6.

端子部カバーを開きます。
8.

10 (0.4)

7.
n
f ne
öf

e

Nicht

un
ter

mm (in)

ar
ES

C

–
+

9.

E

A0051111

7.

電続口からケーブルを挿入します。気密性を確保するため、電線口のシールリン
グは外さないでください。

8.

ケーブルおよびケーブル終端の被覆を剥がして、端子 26-27 に接続します。より
線ケーブルを使用する場合は、棒端子も取り付けます。

9.

保護接地（PE）を接続します。

10. ケーブルグランドをしっかりと締め付けます。
 これにより、APL ポートを使用した接続が完了します。
電源および追加の入力/出力の接続
1.

2.
10 (0.4)

Nicht

un
ter

n
f ne
öf

e

mm (in)
ar

ES

C

–

3.

+
E

A0051128341.

電続口からケーブルを挿入します。気密性を確保するため、電線口のシールリン
グは外さないでください。

2.

ケーブルおよびケーブル終端の被覆を剥がします。より線ケーブルを使用する場
合は、棒端子も取り付けます。

3.

保護接地を接続します。

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

電気接続

5.

n
f ne
öf

Nicht

un
te r

22 mm

e

24 mm
ar
ES
C

–
+
E

4.
A00339844.

端子の割当てに従ってケーブルを接続します。
 信号ケーブルの端子の割当て：機器固有の端子の割当ては、端子部カバーの粘着ラベルに明記されています。
電源の端子の割当て：端子カバーに貼付されたラベルまたは→  32

5.

ケーブルグランドをしっかりと締め付けます。
 これによりケーブル接続作業が完了します。

6.

端子部カバーを閉じます。

7.

表示モジュールホルダを電子部コンパートメントに取り付けます。

8.

端子部蓋を取り付けます。

9.

端子部蓋固定クランプをしっかりと固定します。

ケーブルの取外し

3 (0.12)1.

2.

A0029598 10Endress+Hauser

単位 mm（in）

1.

ケーブルを端子から取り外す場合は、マイナスドライバを使用して 2 つの端子孔間の溝を押しながら、

2.

同時にケーブル終端を端子から引き抜きます。

35

電気接続

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

7.3.2

リモートディスプレイと操作モジュール DKX001 の接続

リモートディスプレイと操作モジュール DKX001 がオプションとして用意されています。→  255

Gnd

Vcc

• リモートディスプレイと操作モジュール DKX001 を機器と同時に注文する場合、機器は必ずダミーカバー付きで納入されます。この場合は、変換器での表示または操作はできません。
• 後から注文した場合、リモートディスプレイと操作モジュール DKX001 は、既存の機器表示モジュールと同時に接続することはできません。1 つのディスプレ
イまたは操作ユニットしか同時に変換器に接続できません。

AB

81 82 83 84
1
2

3

Gnd

4
5

Vcc

81 82 83 84
A

B

A0027518

1
2
3
4
5

リモートディスプレイと操作モジュール DKX001
電位平衡（PE）用の端子接続
接続ケーブル
計測機器
電位平衡（PE）用の端子接続

7.4

電位平衡

7.4.1

要件

電位平衡に関して：• 社内の接地コンセプトに注意してください。
• 配管材質や接地などの動作条件を考慮してください。
• 測定物、センサ、変換器を同じ電位に接続してください。
• 電位平衡接続には、最小断面積が 6 mm2 (0.0093 in2) 以上の接地ケーブルとケーブルラグを使用してください。
危険場所で機器を使用する場合、防爆関連資料（XA）のガイドラインに従ってく
ださい。

36

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

電気接続

7.5

特別な接続の説明

7.5.1

接続例

PROFINET（Ethernet-APL 対応）
6

1

A
B
S

2

A
B

3
5
A
B
S

A
B

4
A0047536

 11
1
2
3
4
5
6

PROFINET（Ethernet-APL 対応）の接続例

ケーブルシールド
機器
接地
電位平衡
Trunk または TCP
フィールドスイッチ

電流出力 4～20 mA
1

2

3
4...20 mA
A0028758

 12
1
2
3

Endress+Hauser

4～20 mA 電流出力（アクティブ）の接続例

オートメーションシステム、電流入力付き（例：PLC）
アナログ表示器：最大負荷に注意
変換器

37

電気接続

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

1

2

3

4
4...20 mA

A0028759

 13
1
2
3
4

4～20 mA 電流出力（パッシブ）の接続例

オートメーションシステム、電流入力付き（例：PLC）
電源用アクティブバリア（例：RN221N）
アナログ表示器：最大負荷に注意
変換器

パルス/周波数出力

1

2

3

12345
A0028761

 14
1
2
3

パルス/周波数出力（パッシブ）の接続例

オートメーションシステム、パルス/周波数入力付き（例：10 kΩ プルアップまたはプルダウン抵抗付き
PLC）
電源
変換器：入力値に注意してください →  263

スイッチ出力1

2

3

A0028760

 15
1
2
3

38

スイッチ出力（パッシブ）の接続例

オートメーションシステム、スイッチ入力付き（例：10 kΩ プルアップまたはプルダウン抵抗付き PLC）
電源
変換器：入力値に注意してください →  263

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

電気接続

リレー出力

1

2

3

A0028760

 16
1
2
3

リレー出力（パッシブ）の接続例

オートメーションシステム、リレー入力付き（例：PLC）
電源
変換器：入力値に注意してください →  264

電流入力
1

2

3

4

A0028915

 17
1
2
3
4

4～20 mA 電流入力の接続例

電源
端子箱
外部機器（例：圧力または温度読込み用）
変換器

ステータス入力

1

2

3

A0028764

 18
1
2
3

Endress+Hauser

ステータス入力の接続例

オートメーションシステム、ステータス出力付き（例：PLC）
電源
変換器

39

電気接続

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

7.6

ハードウェアの設定

7.6.1

機器名の設定タグ番号に基づき、プラント内で迅速に測定点を識別することが可能です。工場で割り当てられた機器名は、DIP スイッチまたはオートメーションシステムを使用して変更できます。
例：EH-Promass300-XXXX
EH

Endress+Hauser

Promass

機器シリーズ

300

変換器

XXXX

機器のシリアル番号

現在使用されている機器名が 設定 → ステーション名に表示されます。
DIP スイッチによる機器名の設定
機器名の最後の部分は DIP スイッチ 1～8 を使用して設定できます。アドレスの範囲
は 1～254 です（工場設定：機器のシリアル番号 ）。
DIP スイッチの概要
DIP スイッチ

ビット

1

128

2

64

3

32

4

16

5

8

6

4

7

2

8

1

説明

機器名の設定可能な部分

例：機器名の設定 EH-PROMASS300-065
DIP スイッチ

ON/OFF

ビット

1

OFF

–

2

ON

64

3…7

OFF

–

8

ON

1

機器のシリアル番号：

065

機器名

EH-PROMASS300-065

機器名の設定変換器ハウジングを開けると感電の危険性があります。
‣ ハウジングを開ける前に：‣ 機器の電源を切ります。
初期設定の IP アドレスが有効になっていない場合があります→  41。

40

Endress+Hauser

電気接続

128
64
32
16
8
4
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8

Name of Station

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

A0034498

1.

ハウジングの種類に応じて、ハウジングカバーの固定クランプまたは固定ねじを
緩めます。

2.

ハウジングの種類に応じてハウジングカバーを開くか、緩めて外し、必要に応じて、現場表示器をメイン電子モジュールから取り外します。

3.

I/O 電子モジュールの対応する DIP スイッチを使用して、必要な機器名を設定します。

4.

逆の手順で変換器を再び取り付けます。

5.

本機器を電源に再接続します。
 機器を再起動すると、設定した機器アドレスが使用されます。

オートメーションシステムを介した機器名の設定
DIP スイッチ 1～8 はすべてを OFF（工場設定）、または、オートメーションシステムを介して機器名を設定するには、すべてを ON に設定する必要があります。
完全な機器名（ステーション名）は、オートメーションシステムを介して個別に変更できます。
• 工場設定で機器名の一部として使用されたシリアル番号は保存されません。機
器名をシリアル番号の工場設定にリセットすることはできません。リセット後は機器名が空になります。
• オートメーションシステムを介して機器名を設定する場合：
機器名を小文字で割り当てます。

7.6.2

初期設定の IP アドレスの有効化

DIP スイッチによる初期設定の IP アドレスの有効化
変換器ハウジングを開けると感電の危険性があります。
‣ ハウジングを開ける前に：‣ 機器の電源を切ります。

Off On1
2
3
4A0034499

1.

Endress+Hauser

ハウジングの種類に応じて、ハウジングカバーの固定クランプまたは固定ネジを
緩めます。

41

電気接続

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

2.

ハウジングの種類に応じて、ハウジングカバーのネジを緩めてカバーを取り外すか、またはカバーを開きます。必要に応じて、現場表示器をメイン電子モジュールから取り外します 。

3.

I/O 電子モジュールの DIP スイッチ番号 2 を OFF → ON に設定します。

4.

逆の手順で変換器を再び取り付けます。

5.

本機器を電源に再接続します。
 機器を再起動すると、初期設定の IP アドレスが使用されます。

7.7

保護等級の保証

本機器は、保護等級 IP66/67、Type 4X エンクロージャ のすべての要件を満たしています。
保護等級 IP66/67、Type 4X エンクロージャ を保証するため、電気接続の後、次の手順を実施してください。
1.

ハウジングシールに汚れがなく、適切に取り付けられているか確認してください。

2.

必要に応じて、シールの乾燥、清掃、交換を行います。

3.

ハウジングのネジやカバーをすべてしっかりと締め付けます。

4.

ケーブルグランドをしっかりと締め付けます。

5.

電線口への水滴の侵入を防ぐため：
電線口の手前でケーブルが下方に垂れるように配線してください（「ウォータート
ラップ」）。


A00292786.

7.8

付属のケーブルグランドは、ケーブルを通して使用されていない場合、ハウジン
グの保護は保証されません。したがって、ハウジング保護等級に対応するダミー
プラグと交換する必要があります。

配線状況の確認

ケーブルあるいは機器に損傷はないか（外観検査）？



保護接地が正しく行われているか？
使用するケーブルが仕様を満たしているか ?

取り付けられたケーブルに適切なストレインリリーフがあるか？



すべてのケーブルグランドが取り付けられ、しっかりと固定され、密閉されているか？ケーブ
ル経路に「ウォータートラップ」があるか→  42？



端子の割当ては正しいか?



電源が供給されている場合、表示モジュールに値が表示されるか？



未使用の電線管接続口にダミープラグが挿入されており、輸送用プラグがダミープラグに交換されているか？

42

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

操作オプション

8

操作オプション

8.1

操作オプションの概要

ESC

-

+

1

E

2

3

4

5
A0046226

1
2
3
4
5

Endress+Hauser

表示モジュールによる現場操作
ウェブブラウザ（例：Internet Explorer）または操作ツール（例：FieldCare、SIMATIC PDM）搭載のコンピュータ
Field Xpert SMT70
携帯型ハンドヘルドターミナル
制御システム（例：PLC）

43

操作オプション

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

8.2

操作メニューの構成と機能

8.2.1

操作メニューの構成

エキスパート用の操作メニューの概要については、機器に同梱されている機能説明書を参照してください。

Operating menu for operators and maintenances
Language!

Operatation

Language

Operator

Parameter 1
Parameter n
Submenu 1
Submenu n
Setup

Device tag

Wizard n / Parameter nAdvanced setup

Enter access code
Parameter 1

Task-oriented

Maintenance

Wizard 1 / Parameter 1

Parameter n
Submenu 1
Submenu n
Diagnostics

Parameter 1
Parameter n
Submenu 1
Submenu nOperating menu for experts
ExpertAccess status display
Parameter nExpertSensor
Input
OutputCommunication

Function-oriented

SystemApplication
Diagnostics

A0018237-JA

 19

44

操作メニューの概要構成

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

8.2.2

操作オプション

操作指針

操作メニューの個別の要素は、特定のユーザーの役割に割り当てられています（オペレーター、メンテナンスなど）。各ユーザーの役割には、機器ライフサイクル内の標準的な作業が含まれます。
メニュー/パラメータ
Language

操作

ユーザーの役割と作業

内容/意味

タスク指向 「オペレータ」、「メンテナンス」の役割 • 操作言語の設定
運転中の作業：• Web サーバー操作言語の設定• 操作画面表示の設定• 積算計のリセットおよびコントロール• 測定値の読取り• 操作画面表示の設定（例：表示形式、表示のコントラスト）• 積算計のリセットおよびコントロール「メンテナンス」の役割
設定：• 測定の設定• 入力および出力の設定• 通信インタフェースの設定

設定

迅速な設定用のウィザード：• システムの単位の設定• 通信インタフェースの設定• 測定物の設定• I/O 設定の表示• 入力の設定• 出力の設定• 操作画面表示の設定• ローフローカットオフの設定• 非満管および空検知の設定
高度な設定• より高度にカスタマイズされた測定の設定（特殊な測定条件に対応）• 積算計の設定• WLAN の設定• 管理（アクセスコード設定、機器リセット）

診断

エキスパー
ト

機能指向

Endress+Hauser「メンテナンス」の役割
トラブルシューティング：• プロセスおよび機器エラーの診断と解消• 測定値シミュレーション

エラー検出、プロセスおよび機器エラー分析用のパラメータがすべて含まれます。
• 診断リスト
現在未処理の診断メッセージが最大 5 件含まれます。
• イベントログブック
発生したイベントメッセージが含まれます。
• 機器情報機器識別用の情報が含まれます。
• 測定値
現在のすべての測定値が含まれます。
• データのログ サブメニュー（注文オプション「拡張 HistoROM」の場
合）
測定値の保存と視覚化• Heartbeat
必要に応じて機器の機能をチェックし、検証結果が記録されます。
• シミュレーション
測定値または出力値のシミュレーションに使用機器の機能に関してより詳細な知識が要求される作業：• 各種条件下における測定の設定• 各種条件下における測定の最適化• 通信インタフェースの詳細設定• 難しいケースにおけるエラー診断

すべての機器パラメータが含まれており、アクセスコードを使用して直接これらのパラメータにアクセスすることが可能です。メニュー構造は機器の機能ブロックに基づいています。
• システム測定または測定値通信に関係しない、高次の機器パラメータがすべて含
まれます。
• センサ
測定の設定
• 入力
ステータス入力の設定• 出力
アナログ電流出力およびパルス/周波数/スイッチ出力の設定• 通信
デジタル通信インタフェースおよび Web サーバーの設定• アプリケーション
実際の測定を超える機能（例：積算計）の設定• 診断
機器シミュレーションおよび Heartbeat Technology 用、プロセスおよび
機器エラーの検出と分析

45

操作オプション

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

8.3

現場表示器による操作メニューへのアクセス

8.3.1

操作画面表示1
2

XXXXXXXXX

4F

31120.50kg/h

5A0029348

1
2
3
4
5

操作画面表示
タグ名
ステータスエリア
測定値の表示エリア（4 行）
操作部 →  52

ステータスエリア
操作画面表示のステータスエリアの右上に、次のシンボルが表示されます。
• ステータス信号→  174• F：エラー• C：機能チェック• S：仕様範囲外• M：メンテナンスが必要• 診断時の動作→  175• ：アラーム• ：警告• ：ロック（機器はハードウェアを介してロック）• ：通信（リモート操作を介した通信が有効）
表示エリア
表示エリアでは、各測定値の前に、説明を補足する特定のシンボルタイプが表示されま
す。
測定変数
シンボル

意味
質量流量
• 体積流量• 基準体積流量• 密度• 基準密度温度
積算計

 測定チャンネル番号は、3 つの積算計のどれが表示されているかを示します。
ステータス入力

46

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

操作オプション

測定チャンネル番号
シンボル

意味
測定チャンネル 1～4

測定チャンネル番号は、同じ測定変数の種類に対して 1 つ以上のチャンネルがある場合にのみ表示されます（例：積算計 1～3）。

診断時の動作診断時の動作は、診断イベントに付随するものであり、表示される測定変数に関係します。
シンボルに関する情報 →  175

測定値の数および形式は、表示形式 パラメータ (→  114) で設定できます。

Endress+Hauser

47

操作オプション

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

8.3.2



ナビゲーション画面
サブメニューの場合

ウィザードの場合



0091-1䍸⸇
ᄽᅊᅖᅔᅔᅡᆗᅚᅔ朓埥
ᅅᅵᆇᆗᅚ
ᆈᅞᅊ兡㿶
朓埥







䳗㩅儔ᄌ漣䅉䳗㩅儔ᄌ漣䅉䱝ⷾ
A0013993-JA

1
2
3
4
5



A0013995-JA

ナビゲーション画面
現在位置までのナビゲーションパス
ステータスエリア
ナビゲーションの表示エリア
操作部 →  52

ナビゲーションパス
ナビゲーションパス（ナビゲーション画面の左上に表示）は、以下の要素で構成されます。
• サブメニューの場合：
メニューの表示シンボル• ウィザードの場合：
ウィザードの表示シンボル

間にある操作メニューレベ
ルの省略記号

↓

↓

↓

/ ../

表示

/ ../

表示

例

現在の表示名称• サブメニュー• ウィザード• パラメータ

メニューのアイコンの詳細については、「表示エリア」セクションを参照してください。→  49
ステータスエリア
ナビゲーション画面のステータスエリアの右上端に、以下が表示されます。
• サブメニューの場合• ナビゲーションするパラメータへの直接アクセスコード（例：0022-1）• 診断イベントが発生している場合は、診断動作およびステータス信号• ウィザードの場合
診断イベントが発生している場合は、診断動作およびステータス信号• 診断動作およびステータス信号に関する情報→  174• 直接アクセスコードの機能および入力に関する情報→  54

48

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

操作オプション

表示エリア
メニュー
シンボル

意味
操作
表示位置：
• メニューの「操作」選択の横• 操作メニューのナビゲーションパスの左側
設定
表示位置：• メニューの「設定」選択の横• 設定メニューのナビゲーションパスの左側
診断
表示位置：• メニューの「診断」選択の横• 診断メニューのナビゲーションパスの左側
エキスパート表示位置：• メニューの「エキスパート」選択の横• エキスパートメニューのナビゲーションパスの左側

サブメニュー、ウィザード、パラメータ
シンボル

意味
サブメニューウィザード
ウィザード内のパラメータ

 サブメニュー内のパラメータ用の表示シンボルはありません。
ロック
シンボル

意味
パラメータのロックパラメータ名の前に表示される場合は、そのパラメータがロックされていることを示します。
• ユーザー固有のアクセスコードを使用• ハードウェア書き込み保護スイッチを使用

ウィザード操作シンボル

意味
前のパラメータに切り替え
パラメータ値を確定し、次のパラメータに切り替え
パラメータの編集画面を開く

Endress+Hauser

49操作オプション

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

8.3.3

編集画面

数値エディタ
1

0
5
+

2

1
6
–

+0.000 Xx
2
3
8
7

4
9

3

4
A0034250

 20
1
2
3
4

パラメータの値入力用（例：リミット値）

入力値表示エリア
入力画面
入力値の確定、削除または拒否
操作部

テキストエディタ
1

2

XxxxxxxA B C D E F G H I J K
L M N O P Q R S T U V W
X Y Z

6
7

3
5
4

A0034114

 21
1
2
3
4
5
6
7

パラメータのテキスト入力用（例：タグ名称）

入力値表示エリア
現在の入力画面
入力画面の変更
操作部
入力位置の移動
入力値の削除
入力値の拒否または確定

編集画面における操作部の使用方法
キー

意味
－キー
入力位置を左に移動＋キー
入力位置を右に移動

50

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

キー

操作オプション

意味Enter キー
• キーを短く押すと、選択が確定される• キーを 2 秒 押すと、入力が確定される+

エスケープキーの組み合わせ（キーを同時に押す）
変更内容を承認せずに編集画面を閉じる

入力画面
シンボル

意味
大文字
小文字
数字
句読点および特殊文字：= + – * / ² ³ ¼ ½ ¾ ( ) [ ] < > { }句読点および特殊文字：' " `^. , ; : ? ! % µ ° € $ £ ¥ § @ # / \ I ~ & _ウムラウト記号およびアクサン記号

データ入力値の管理
シンボル

意味
入力位置の移動
入力値の拒否
入力値の確定入力位置の左隣の文字を削除
入力位置の右隣の文字を削除
入力した文字をすべて削除

Endress+Hauser

51

操作オプション

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

8.3.4

操作部

キー

意味
－キー
メニュー、サブメニュー内
選択リスト内の選択バーを上方へ移動
ウィザードの場合
パラメータ値を確定し、前のパラメータに移動
テキストおよび数値エディタ用
入力位置を左に移動＋キー
メニュー、サブメニュー内
選択リスト内の選択バーを下方へ移動
ウィザードの場合
パラメータ値を確定し、次のパラメータに移動
テキストおよび数値エディタ用
入力位置を右に移動
Enter キー
操作画面表示の場合
キーを短く押すと、操作メニューが開く
メニュー、サブメニュー内• キーを短く押した場合：• 選択したメニュー、サブメニュー、またはパラメータが開く• ウィザードが開始する• ヘルプテキストを開いている場合は、パラメータのヘルプテキストを閉じる• パラメータの位置でキーを 2 秒 押した場合：
パラメータ機能のヘルプテキストがある場合は、これが開く
ウィザードの場合
パラメータの編集画面を開く
テキストおよび数値エディタ用• キーを短く押すと、選択が確定される• キーを 2 秒 押すと、入力が確定される
エスケープキーの組み合わせ（キーを同時に押す）+

メニュー、サブメニュー内• キーを短く押した場合：• 現在のメニューレベルから 1 つ上のレベルに移動する• ヘルプテキストを開いている場合は、パラメータのヘルプテキストを閉じる• キーを 2 秒 押すと、操作画面表示に戻る（「ホーム画面」）
ウィザードの場合
ウィザードを終了し、1 つ上のレベルに移動する
テキストおよび数値エディタ用
変更を確定せずに、編集画面を閉じる－/ Enter キーの組み合わせ（キーを同時に長押し）

+

8.3.5

• キーパッドロックが有効な場合：
キーを 3 秒 押すと、キーパッドロックが無効化される• キーパッドロックが無効な場合：
キーを 3 秒 押すと、コンテキストメニューが開く（キーパッドロックの有効化オプションなどが表示される）

コンテキストメニューを開く

コンテキストメニューを使用すると、操作画面表示から簡単かつダイレクトに次のメニューを開くことができます。
• 設定• データバックアップ• シミュレーション

52

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

操作オプション

コンテキストメニューの呼び出しと終了
操作画面表示にします。
1.

 および  キーを 3 秒以上押します。
 コンテキストメニューが開きます。

;;;;;;;;;;
棘㩅

棘㩅ᅫᅞᅊᄽᅞᅲ
ᅒᅺᆀᆇᆗᅒᆂᆎ
ᅈᆗᆈᅞᅊᅅᆎ

OK
A0034608-JA2.

 +  を同時に押します。
 コンテキストメニューが閉じて、操作画面が表示されます。

コンテキストメニューによるメニューの呼び出し

Endress+Hauser

1.

コンテキストメニューを開きます。

2.

 を同時に押して、必要なメニューに移動します。

3.

 を押して、選択を確定します。
 選択したメニューが開きます。

53

操作オプション

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

8.3.6

ナビゲーションおよびリストから選択

各種の操作部を使用して、操作メニュー内をナビゲートすることができます。ナビゲー
ションパスはヘッダーの左側に表示されます。個々のメニューの前にアイコンが表示されます。このアイコンは、ナビゲーション中もヘッダーに表示されます。
シンボルを含むナビゲーション画面および操作部の説明 →  48
例：表示する測定値の数を「2 つの値」に設定
XXXXXXXXX

20.50
1.

0104-1Main menu
Language

EnglishDisplay/operat.
Setup

2.

Main menu
Language
Display/operat.
Setup/ ../Display/operat.

3.

0091-1

Access stat.disp
Operator
Locking status
Display/ ../Display/operat.
Locking status
Display4.

/ ../Display

0098-1

Format display
1 value, max.
Contrast display
Display intervall

5.

/ ../Format display
1 value, max.
Bargr. + 1 value
2 values
Val. large+2val.

6.

0098-10098-1/ ../Format display
1 value, max.
Bargr. + 1 value
2 values
Val. large+2val.

7.

XXXXXXXXX

8.

2s

10.50
mA
2800
Hz
A0029562-JA

8.3.7

パラメータの直接呼び出し

各パラメータにパラメータ番号が割り当てられているため、現場表示器を介して直接パラメータにアクセスすることが可能です。このアクセスコードを直接アクセス パラメータに入力すると、必要なパラメータが直接呼び出されます。
ナビゲーションパス
エキスパート → 直接アクセス
54

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

操作オプション

直接アクセスコードは、5 桁の数字（最大）とプロセス変数のチャンネルを識別するためのチャンネル番号から成ります（例：00914-2）。ナビゲーション画面では、これは選択したパラメータのヘッダーの右側に表示されます。
00914-2

1

A0029414

1

直接アクセスコード

直接アクセスコードを入力する際は、次のことに注意してください。
• 直接アクセスコードの最初のゼロは入力する必要がありません。
例：「00914」の代わりに「914」と入力• チャンネル番号を入力しなかった場合は、自動的にチャンネル 1 が開きます。
例：00914 を入力 → プロセス変数の割り当て パラメータ• 別のチャンネルに変えたい場合：直接アクセスコードで対応するチャンネル番号を入力します。
例：00914-2 を入力 → プロセス変数の割り当て パラメータ
個別のパラメータの直接アクセスコードについては、機器の機能説明書を参照して
ください。

8.3.8

ヘルプテキストの呼び出し

一部のパラメータにはヘルプテキストが用意されており、ナビゲーション画面から呼び出すことが可能です。パラメータ機能の簡単な説明が記載されたヘルプテキストにより、迅速かつ安全な設定作業がサポートされます。
ヘルプテキストの呼び出しと終了
ナビゲーション画面で、パラメータの上に選択バーが表示されています。
1.

 を 2 秒 間押します。
 選択したパラメータのヘルプテキストが開きます。
ͺ·ΓΑ΋ȜΡ୭೰ΩριȜΗ͈͒੥̧ࣺ͙ࡀ͈
̹͈͛ͺ·ΓΑ΋ȜΡͬ೰݅

A0014002-JA

 22

2.

例：「アクセスコード入力」のヘルプテキスト

 +  を同時に押します。
 ヘルプテキストが閉じます。

8.3.9

パラメータの変更

パラメータは数値エディタまたはテキストエディタを使用して変更できます。
• 数値エディタ：パラメータの値を変更（例：リミット値の指定）• テキストエディタ：パラメータのテキストを入力（例：タグ名称）
入力した値が許容される範囲を超える場合は、メッセージが表示されます。

Endress+Hauser

55操作オプション

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

ͺ·ΓΑ΋ȜΡවႁවႁ౵̦ྫ̹͉࢘͘ํս‫ٸ‬ŎŪůĻıŎŢŹĻĺĺĺĺ
A0014049-JA

編集画面（テキストエディタと数値エディタで構成される）とシンボルの説明については →  50、操作部の説明については →  52 を参照してください。

8.3.10

ユーザーの役割と関連するアクセス権

ユーザー固有のアクセスコードをユーザーが設定した場合、「オペレータ」と「メンテナンス」の 2 つのユーザーの役割では、パラメータへの書き込みアクセスが異なります。これにより、現場表示器を介した機器設定の不正アクセスが保護されます。
→  144
ユーザーの役割に対するアクセス権の設定
工場からの機器の納入時には、アクセスコードはまだ設定されていません。機器へのア
クセス権（読み込み/書き込みアクセス権）には制約がなく、ユーザーの役割「メンテナンス」に対応します。

‣ アクセスコードを設定します。
 ユーザーの役割「オペレータ」は、ユーザーの役割「メンテナンス」に追加して再設定されます。これら 2 つのユーザーの役割のアクセス権は異なります。
パラメータのアクセス権：ユーザーの役割「メンテナンス」
アクセスコードステータス

読み込みアクセス

書き込みアクセス

アクセスコードは未設定（工場設定）



アクセスコードの設定後



 1)

1)

アクセスコードの入力後にのみ、ユーザーに書き込みアクセス権が付与されます。

パラメータのアクセス権：ユーザーの役割「オペレータ」
アクセスコードステータス

読み込みアクセス

書き込みアクセス

アクセスコードの設定後



– 1)。

1)

アクセスコードの設定後でも、一部のパラメータは常に変更可能です。これらのパラメータは測定に影響を及ぼさないため、書き込み保護から除外されます。
「アクセスコードによる書き込み保護」セク
ションを参照してください

ユーザーが現在、どのユーザーの役割でログインしているか、アクセスステータス
パラメータに表示されます。ナビゲーションパス：操作 → アクセスステータス

8.3.11

アクセスコードによる書き込み保護の無効化

現場表示器のパラメータの前に  シンボルが表示されている場合、そのパラメータはユーザー固有のアクセスコードで書き込み保護されています。そのときは、現場操作による値の変更はできません。→  144.
現場操作によるパラメータ書き込み保護は、各アクセスオプションを使用してユーザー
固有のアクセスコードをアクセスコード入力 パラメータ (→  120)に入力することにより無効にできます。
1.
56

 を押すと、アクセスコードの入力プロンプトが表示されます。
Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

2.

操作オプション

アクセスコードを入力します。
 パラメータの前の  シンボルが消えます。それまで書き込み保護されていたすべてのパラメータが再び使用可能になります。

8.3.12

キーパッドロックの有効化/無効化

キーパッドロックを使用すると、現場操作によるすべての操作メニューへのアクセスを防ぐことができます。その結果、操作メニューのナビゲーションまたはパラメータの変更はできなくなります。操作画面表示の測定値を読み取ることだけが可能です。
キーパッドロックのオン/オフはコンテキストメニューで行います。
キーパッドロックのオン
キーパッドロックが自動的にオンになります。
• 機器が表示部を介して 1 分以上操作されなかった場合• 機器をリスタートした場合
キーロックを手動で有効化：
1.

測定値表示の画面を表示します。
 および  キーを 3 秒以上押します。
 コンテキストメニューが表示されます。

2.

コンテキストメニューで キーロック オン オプションを選択します。
 キーパッドロックがオンになっています。
キーパッドロックが有効な場合に、操作メニューへのアクセスを試みると、 キー
ロック オンというメッセージが表示されます。

キーパッドロックのオフ‣ キーパッドロックがオンになっています。
 および  キーを 3 秒以上押します。
 キーパッドロックがオフになります。

8.4

ウェブブラウザを使用した操作メニューへのアクセス

8.4.1

PROFINET（Ethernet-APL 対応）

機器使用

APL フィールドスイッチとの機器接続
以下の APL ポート分類に準拠している場合にのみ、機器を操作できます。
• 危険場所で使用する場合：SLAA または SLAC 1)• 非危険場所で使用する場合：SLAX• APL フィールドスイッチの接続値（例：APL ポート分類 SPCC または SPAAに対応）：
• 最大入力電圧：15 VDC• 最小出力値：0.54 W
SPE スイッチとの機器接続
非危険場所で使用する場合：適切な SPE スイッチ
SPE スイッチの必須条件：• 10BASE-T1L 規格に対応• PoDL 電源クラス 10、11、または 12 に対応• PoDL モジュールが組み込まれていない SPE フィールド機器の検出
SPE スイッチの接続値：• 最大入力電圧：30 VDC• 最小出力値：1.85 W

Endress+Hauser

PROFINET

IEC 61158 および IEC 61784 に準拠

Ethernet-APL

IEEE 802.3cg に準拠、APL ポートプロファイル仕様 v1.0、電気的に絶縁

57

操作オプション

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

データ転送

10 Mbit/s

消費電流

変換器
最大 55.56 mA

許容電源電圧• 防爆：9～15 V• 非防爆：9～32 V

ネットワーク接続

逆接保護内蔵1)

危険場所における機器使用の詳細については、防爆関連の安全上の注意事項を参照してください。

8.4.2

必須条件

コンピュータハードウェア
ハードウェアインタフェース
CDI-RJ45

WLAN

インタフェース

コンピュータには RJ45 インタフェー 操作ユニットには WLAN インタフ
スが必要です。 1)
ェースが必要です。

接続

標準イーサネットケーブル

画面

推奨サイズ：≥12"（画面解像度に応じて）

1)

無線 LAN を介した接続

推奨ケーブル：CAT5e、CAT6、または CAT7、シールドコネクタ付き（例：YAMAICHI 製；品番：YConProfixPlug63/製品 ID：82-006660）

コンピュータソフトウェア
ソフトウェアインタフェース
CDI-RJ45

推奨のオペレーティングシス
テム

WLAN

• Microsoft Windows 8 以上
• モバイルオペレーティングシステム：• iOS• Android Microsoft Windows XP および Windows 7 に対応します。
対応のウェブブラウザ• Microsoft Internet Explorer 8 以上
• Microsoft Edge
• Mozilla Firefox• Google Chrome• Safari

コンピュータ設定
設定

インタフェース
CDI-RJ45

WLAN

ユーザー権限TCP/IP およびプロキシサーバー設定用の適切なユーザー権限（例：管理者権限）が必要（IP アドレス、サブネットマスクなどの調整のため）。

ウェブブラウザのプロキシサ
ーバー設定

ウェブブラウザの設定「LAN にプロキシサーバーを使用する」をオフにする必要があります。

JavaScript

JavaScript を有効にする必要があります。
を有効にできない場合：
 JavaScript
ウェブブラウザのアドレスバーに http://192.168.1.212/servlet/
basic.html を入力します。ウェブブラウザですべての機能を備えた簡易バージョンの操作メニューが起動します。

 新しいファームウェアのバージョンをインストールする場合：
正確なデータ表示を可能にするため、ウェブブラウザのインターネッ
トオプションで一時的なメモリ（キャッシュ）を消去します。

58

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

設定

操作オプション

インタフェース
CDI-RJ45

ネットワーク接続

WLAN

機器とのアクティブなネットワーク接続のみを使用してください。
WLAN など、他のネットワーク接続
はすべてオフにします。

他のネットワーク接続はすべてオフにします。

接続の問題が発生した場合：→  171
機器：CDI-RJ45 サービスインターフェイス経由
機器

CDI-RJ45 サービスインターフェイス

機器

機器には RJ45 インターフェイスがあります。

Web サーバー

Web サーバーを有効にする必要があります。工場設定：オン

 Web サーバーの有効化に関する情報 →  63
機器：WLAN インターフェイス経由
機器

WLAN インターフェイス

機器

機器には WLAN アンテナがあります。
• 内蔵の WLAN アンテナ付き変換器• 外部の WLAN アンテナ付き変換器

Web サーバー

Web サーバーおよび WLAN を有効にする必要があります。工場設定：ON

 Web サーバーの有効化に関する情報 →  63
8.4.3

接続の確立

サービスインタフェース（CDI-RJ45）経由
機器の準備
1.

ハウジングの種類に応じて：
ハウジングカバーの固定クランプまたは固定ネジを緩めます。

2.

ハウジングの種類に応じて：
ハウジングカバーを緩めて外すか、開きます。

3.

標準のイーサネットケーブルを使用してコンピュータを RJ45 プラグに接続します。

コンピュータのインターネットプロトコルの設定
以下は、機器の Ethernet 初期設定です。
機器の IP アドレス：192.168.1.212（工場設定）
IP アドレスは、さまざまな方法で機器に割り当てることが可能です。
• ソフトウェアのアドレス指定：
IP アドレス パラメータ (→  89) を使用して IP アドレスを入力します。
•「初期設定の IP アドレス」の DIP スイッチ：
サービスインタフェース（CDI-RJ45）経由でネットワーク接続を確立する場合：固定
IP アドレス 192.168.1.212 を使用します 。
サービスインタフェース（CDI-RJ45）を介してネットワーク接続を確立する場合：「IP
アドレス初期設定」DIP スイッチを ON に設定します。これにより、機器に固定 IP アド
レス（192.168.1.212）が割り当てられます。これで、固定 IP アドレス 192.168.1.212
を使用してネットワークとの接続を確立できるようになります。

Endress+Hauser

59操作オプション

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

1.

DIP スイッチ 2 を使用して、初期設定の IP アドレス 192.168.1.212 を有効にします。

2.

機器の電源をオンにします。

3.

標準のイーサネットケーブルを使用してコンピュータを RJ45 プラグに接続します→  65。

4.

2 つ目のネットワークカードを使用しない場合は、ノートパソコンのすべてのア
プリケーションを閉じます。
 E メール、SAP アプリケーション、インターネットまたは Windows Explorerなどのアプリケーションにはインターネットまたはネットワーク接続が必要となります。

5.

開いているインターネットブラウザをすべて閉じます。

6.

表の記載に従って、インターネットプロトコル（TCP/IP）のプロパティを設定します。

IP アドレス

192.168.1.XXX、XXX については 0、212、255 以外のすべての続き番号 → 例：
192.168.1.213

サブネットマスク255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ

192.168.1.212 または空欄

WLAN インタフェース経由
携帯端末のインターネットプロトコルの設定
注記
設定中に WLAN 接続が中断した場合、行った設定が失われる可能性があります。
‣ 機器の設定中は WLAN 接続が切断されないように注意してください。
注記
ネットワーク競合が発生しないよう、以下に注意してください。
‣ 同じモバイル端末からサービスインタフェース（CDI-RJ45）と WLAN インタフェー
スを介して機器に同時にアクセスしないようにしてください。
1‣ つのサービスインタフェース（CDI-RJ45 または WLAN インタフェース）のみを有効にしてください。
‣ 同時通信が必要な場合：たとえば、192.168.0.1（WLAN インタフェース）と192.168.1.212（CDI-RJ45 サービスインタフェース）など、異なる IP アドレス範囲を設定します。
モバイル端末の準備‣ モバイル端末の WLAN を有効にします。
モバイル端末から機器への WLAN 接続の確立
1.

モバイル端末の WLAN 設定において：SSID（例：EH_Promass_300_A802000）を使用して機器を選択します。

2.

必要に応じて、WPA2 暗号方式を選択します。

3.

パスワードを入力します。
工場出荷時の機器のシリアル番号（例：L100A802000）
 表示モジュールの LED が点滅します。これにより、ウェブブラウザ、FieldCareまたは DeviceCare を使用して機器を操作できるようになります。
シリアル番号は銘板に明記されています。
WLAN ネットワークを測定点に安全かつ迅速に割り当てるためには、SSID 名称の変更を推奨します。WLAN ネットワークとして表示されるため、新しい SSID 名称
を測定点に明確に割り当てることができます（例：タグ名）。

60

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

操作オプション

WLAN 接続の終了‣ 機器の設定後：
モバイル端末と機器間の WLAN 接続を終了します。
ウェブブラウザを起動します。
1.

コンピュータのウェブブラウザを起動します。

2.

ウェブブラウザのアドレス行に Web サーバーの IP アドレス（192.168.1.212）を入力します。
 ログイン画面が表示されます。
1

2

3

4

5

6

7
8
9
10
A0029417

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

機器の図
機器名
デバイスのタグ
ステータス信号
現在の測定値
操作言語
ユーザーの役割
アクセスコード
ログイン
アクセスコードのリセット (→  140)

ログイン画面が表示されない、または、画面が不完全な場合 →  171

8.4.4

ログイン

1.

希望するウェブブラウザの操作言語を選択します。

2.

ユーザー固有のアクセスコードを入力します。

3.

OK を押して、入力内容を確定します。

アクセスコード

0000（工場設定）、ユーザー側で変更可能

10 分間何も操作されなかった場合、ウェブブラウザは自動的にログイン画面に戻ります。

Endress+Hauser

61操作オプション

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

8.4.5

ユーザーインタフェース

1
2

3
A0029418

1
2
3

機能列
現場表示器の言語
ナビゲーションエリア

ヘッダー
以下の情報がヘッダーに表示されます。
• 機器名• デバイスのタグ• 機器ステータスとステータス信号 →  177• 現在の計測値
機能列
機能

意味

測定値

機器の測定値を表示

メニュー

機器ステ
ータス

• 機器から操作メニューへのアクセス• 操作メニューの構成は現場表示器のものと同じです。

 操作メニューの構成の詳細については、機能説明書を参照してください。
現在未処理の診断メッセージを優先度の高い順序で表示

データ管理

コンピュータと計測機器間のデータ交換：• 機器設定：• 機器からの読み込み設定（XML 形式、設定の保存）• 機器への保存設定（XML 形式、設定の復元）• ログブック - イベントログのエクスポート（.csv ファイル）• ドキュメント - ドキュメントのエクスポート：• バックアップデータ記録のエクスポート（.csv ファイル、測定点設定のドキュメント作成）• 検証レポート（PDF ファイル、「Heartbeat Verification」アプリケーションパッケージの場合のみ使用可
能）• ファームウェアアップデート - ファームウェアバージョンの更新

ネットワ
ーク

機器との接続確立に必要なすべてのパラメータの設定および確認• ネットワーク設定（例：IP アドレス、MAC アドレス）• 機器情報（例：シリアル番号、ファームウェアのバージョン）

ログアウ
ト

操作の終了とログイン画面の呼び出し

ナビゲーションエリア
メニュー、関連するサブメニュー、およびパラメータは、ナビゲーションエリアで選択
できます。

62

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

操作オプション

作業エリア
選択した機能と関連するサブメニューに応じて、このエリアでさまざまな処理を行うことができます。
• パラメータ設定• 測定値の読み取り• ヘルプテキストの呼び出し• アップロード/ ダウンロードの開始

8.4.6

Web サーバーの無効化

機器の Web サーバーは、必要に応じて Web サーバ 機能 パラメータを使用してオン/オ
フできます。
ナビゲーション
「エキスパート」 メニュー → 通信 → Web サーバ
パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ
Web サーバ 機能

説明
Web サーバーのオン/オフを切り替えま
す。

選択
• オフ
• HTML Off• オン

工場出荷時設定オン「Web サーバ 機能」 パラメータ の機能範囲
選択項目

説明

オフ

• Web サーバーは完全に無効になります。
• ポート 80 はロックされます。

HTML OffWeb サーバーの HTML バージョンは使用できません。

オン• すべての Web サーバー機能が使用できます。
• JavaScript が使用されます。
• パスワードは暗号化された状態で伝送されます。
• パスワードの変更も暗号化された状態で伝送されます。

Web サーバーの有効化
Web サーバーが無効になった場合、以下の操作オプションを介した Web サーバ 機能
パラメータを使用してのみ再び有効にすることが可能です。
• 現場表示器を介して•「FieldCare」操作ツールを使用•「DeviceCare」操作ツールを使用

8.4.7

ログアウト

ログアウトする前に、必要に応じて、データ管理機能（機器のアップロード設定）
を使用してデータバックアップを行ってください。

Endress+Hauser

1.

機能列で ログアウト入力項目を選択します。
 ホームページにログインボックスが表示されます。

2.

ウェブブラウザを閉じます。

63

操作オプション

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

3.

必要なくなった場合：
インターネットプロトコル（TCP/IP）の変更したプロパティをリセットします。
→  59.
初期設定の IP アドレス 192.168.1.212 を使用して Web サーバーとの通信が確立された場合は、DIP スイッチ番号 10 をリセットしなければなりません（ON →OFF）。その後、機器の IP アドレスは再度、ネットワーク通信用に有効になります。

8.5

操作ツールによる操作メニューへのアクセス操作ツールを使用する場合の操作メニュー構成は、現場表示器による操作と同じです。

8.5.1

操作ツールの接続

APL ネットワーク経由
1

2

3

4
5

6

6

6
A0046117

 23
1
2
3

4
5
6

64

APL ネットワーク経由のリモート操作用オプション

オートメーションシステム、例：Simatic S7（Siemens）
Ethernet スイッチ（例：Scalance X204（Siemens））
内蔵 Web サーバーにアクセスするためのウェブブラウザ（例：Internet Explorer）、または操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare（PROFINET COM DTM）、SIMATIC PDM（FDI-Package））を搭載したコンピュータ
APL 電源スイッチ（オプション）
APL フィールドスイッチ
機器

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

操作オプション

サービスインタフェース
サービスインタフェース（CDI-RJ45）経由
現場での機器設定により、ポイント・トゥー・ポイント接続を確立することが可能です。ハウジングを開いた状態で、機器のサービスインタフェース（CDI-RJ45）を介して直接接続が確立されます。
非危険場所で使用する RJ45 から M12 プラグ用のアダプタがオプションで用意されています。
「アクセサリ」のオーダーコード、オプション NB：「アダプタ RJ45 M12（サービスインタフェース）」このアダプタにより、サービスインタフェース（CDI-RJ45）と電線口に付いている
M12 プラグが接続されます。機器を開けることなく、M12 プラグを介してサービ
スインタフェースとの接続を確立することが可能です。

1
3

2

A0027563

 24
1

2
3

サービスインタフェース（CDI-RJ45）経由の接続

内蔵 Web サーバーにアクセスするためのウェブブラウザ（例：Microsoft Internet Explorer、Microsoft
Edge）もしくは COM DTM「CDI Communication TCP/IP」を使用した操作ツール「FieldCare」、「DeviceCare」を搭載したコンピュータ
RJ45 プラグの付いた標準イーサネット接続ケーブル内蔵された Web サーバーへアクセス可能な機器のサービスインタフェース（CDI-RJ45）

WLAN インタフェース経由
以下の機器バージョンでは、オプションの WLAN インタフェースが使用できます。
「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション G「4 行表示、バックライト；
タッチコントロール + WLAN」

Endress+Hauser

65操作オプション

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

3

1

4

5

2

6

3

4

7
A0034570

1
2
3
4
5

6

7

内蔵の WLAN アンテナ付き変換器
外部の WLAN アンテナ付き変換器
LED 点灯：機器の WLAN 受信が可能
LED 点滅：操作ユニットと機器の WLAN 接続が確立
WLAN インタフェース、および、機器の内蔵 Web サーバーにアクセスするためのウェブブラウザ（例：Microsoft Internet Explorer、Microsoft Edge）または操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare）を搭載したコンピュータ
WLAN インタフェース、および、機器の内蔵 Web サーバーにアクセスするためのウェブブラウザ（例：Microsoft Internet Explorer、Microsoft Edge）または操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare）を搭載した携帯型ハンドヘルドターミナル
スマートフォンまたはタブレット端末（例：Field Xpert SMT70）

機能WLAN：IEEE 802.11 b/g（2.4 GHz）

暗号化

WPA2-PSK AES-128（IEEE 802.11i に準拠）

設定可能な WLAN チャンネル

1～11

保護等級

IP67

使用可能なアンテナ• 内部アンテナ• 外部アンテナ（オプション）
設置場所の送受信状態が悪い場合

 一度にアクティブになるアンテナは 1 つだけです。
範囲• 内部アンテナ：標準 10 m (32 ft)• 外部アンテナ：標準 50 m (164 ft)

材質（外部アンテナ）• アンテナ：ASA プラスチック（アクリロニトリルスチレンアクリレート）およびニッケルめっき真鍮• アダプタ：ステンレスおよびニッケルめっき真鍮• ケーブル：ポリエチレン• プラグ：ニッケルめっき真鍮• アングルブラケット：ステンレス

携帯端末のインターネットプロトコルの設定
注記
設定中に WLAN 接続が中断した場合、行った設定が失われる可能性があります。
‣ 機器の設定中は WLAN 接続が切断されないように注意してください。

66

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

操作オプション

注記
ネットワーク競合が発生しないよう、以下に注意してください。
‣ 同じモバイル端末からサービスインタフェース（CDI-RJ45）と WLAN インタフェー
スを介して機器に同時にアクセスしないようにしてください。
‣ 1 つのサービスインタフェース（CDI-RJ45 または WLAN インタフェース）のみを有効にしてください。
‣ 同時通信が必要な場合：たとえば、192.168.0.1（WLAN インタフェース）と192.168.1.212（CDI-RJ45 サービスインタフェース）など、異なる IP アドレス範囲を設定します。
モバイル端末の準備‣ モバイル端末の WLAN を有効にします。
モバイル端末から機器への WLAN 接続の確立
1.

モバイル端末の WLAN 設定において：SSID（例：EH_Promass_300_A802000）を使用して機器を選択します。

2.

必要に応じて、WPA2 暗号方式を選択します。

3.

パスワードを入力します。
工場出荷時の機器のシリアル番号（例：L100A802000）
 表示モジュールの LED が点滅します。これにより、ウェブブラウザ、FieldCareまたは DeviceCare を使用して機器を操作できるようになります。
シリアル番号は銘板に明記されています。
WLAN ネットワークを測定点に安全かつ迅速に割り当てるためには、SSID 名称の変更を推奨します。WLAN ネットワークとして表示されるため、新しい SSID 名称
を測定点に明確に割り当てることができます（例：タグ名）。

WLAN 接続の終了‣ 機器の設定後：
モバイル端末と機器間の WLAN 接続を終了します。

8.5.2

FieldCare

機能範囲
Endress+Hauser の FDT（Field Device Technology）ベースのプラントアセット管理ツー
ルです。システム内のすべてのスマートフィールド機器を設定できるため、管理作業に役立ちます。ステータス情報を使用することにより、各機器のステータスと状態を容易
かつ効果的にチェックできます。
アクセス方法：• CDI-RJ45 サービスインタフェース →  65
• WLAN インタフェース →  65
標準機能：
• 変換器のパラメータ設定• 機器データの読み込み/保存（アップロード/ダウンロード）• 測定点の文書化• 測定値メモリ（ラインレコーダ）およびイベントログブックの視覚化
FieldCare に関する追加情報については、取扱説明書 BA00027S および BA00059Sを参照してください。
DD ファイルの入手先
参照情報 →  70

Endress+Hauser

67操作オプション

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

接続の確立
1.

FieldCare を開始し、プロジェクトを立ち上げます。

2.

ネットワークで：機器を追加します。
 機器追加ウィンドウが開きます。

3.

リストから CDI Communication TCP/IP を選択し、OK を押して確定します。

4.

CDI Communication TCP/IP を右クリックして、開いたコンテキストメニューから機器追加を選択します。

5.

リストから目的の機器を選択し、OK を押して確定します。
 CDI Communication TCP/IP（設定）ウィンドウが開きます。

6.

機器アドレス：192.168.1.212 を IP アドレスフィールドに入力し、Enter を押して確定します。

7.

機器のオンライン接続を確立します。
追加情報については、取扱説明書 BA00027S および BA00059S を参照してください。

ユーザーインタフェース
2

4

3

6

5

7

Xxxxxx/…/…/

1

Device name:

Xxxxxxx

Mass flow:

12.34

kg/h

Device tag:

Xxxxxxx

Volume flow:

12.34

m³/h

Status:Good

XxxxxxAccess status tooling+
Operation
P

–

Setup
Device tag–
System unitsP
Mass flow unit
P
Volume flow unit+
Select medium
P

8

+

…

+

…

+

Maintenance

Mass flow unit:

kg/hVolume flow unit:m³/h

Xxxxxx
kg/h
m³/h

9

Advanced setup+

Diagnostics+

Expert10

11A0021051-JA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

68

ヘッダー
機器の図
機器名
タグ名
ステータスエリアとステータス信号→  177
現在の測定値の表示エリア
編集ツールバー：保存/読込み、イベントリスト、文書作成などの追加機能を使用できます。
ナビゲーションエリアと操作メニュー構成
作業エリア
アクションレンジステータスエリア

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

8.5.3

操作オプション

DeviceCare

機能範囲
Endress+Hauser 製フィールド機器の接続および設定用ツール。
専用の「DeviceCare」ツールを使用すると、Endress+Hauser 製フィールド機器を簡単に設定できます。デバイスタイプマネージャ（DTM）も併用すると、効率的で包括的なソリューションとして活用できます。
詳細については、イノベーションカタログ IN01047S を参照してください。
DD ファイルの入手先
参照情報 →  70

8.5.4

SIMATIC PDM

機能範囲
SIMATIC PDM は、Siemens 製の標準化されたベンダー非依存型プログラムであり、PROFINET プロトコルを介してインテリジェントフィールド機器の操作、設定、メンテ
ナンス、診断を実行できます。
DD ファイルの入手先
参照情報 →  70

Endress+Hauser

69

システム統合

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

9

システム統合9.1

DD ファイルの概要

9.1.1

現在の機器バージョンデータ

ファームウェアのバージョン

01.00.zz• 取扱説明書の表紙に明記• 変換器の銘板に明記• ファームウェアのバージョン
診断 → 機器情報 → ファームウェアのバージョン

製造者

17

製造者
エキスパート → 通信 → 物理ブロック → 製造者

機器 ID

0xA43B–

機器タイプ ID

Promass 300

機器タイプ
エキスパート → 通信 → 物理ブロック → 機器タイプ

機器リビジョン

1–

PROFINET（Ethernet-APL 対応）
バージョン

2.43

PROFINET 仕様のバージョン

機器の各種ファームウェアバージョンの概要 →  251

9.1.2

操作ツール

以下の表には、個々の操作ツールに適した DD ファイルとそのファイルの入手先情報が記載されています。
FieldCare• www.endress.com → ダウンロードエリア• USB メモリ（Endress+Hauser にお問い合わせください）• DVD（Endress+Hauser にお問い合わせください）

DeviceCare• www.endress.com → ダウンロードエリア• CD–ROM（Endress+Hauser にお問い合わせください）• DVD（Endress+Hauser にお問い合わせください）

SIMATIC PDM（シーメンス社）

www.endress.com → ダウンロードエリア

9.2

機器マスタファイル（GSD）

フィールド機器をバスシステムに統合するために、PROFINET は出力データ、入力デー
タ、データ形式、データ容量といった機器パラメータの記述を必要とします。
これらのデータは、通信システム設定時にオートメーションシステムに提供される機器
マスタファイル（GSD）に記載されています。また、ネットワーク構造にアイコンとして表示される機器ビットマップも統合できます。
機器マスタファイル（GSD）は XML 形式であり、ファイルは GSDML 記述マークアップ
言語で作成されます。
PA プロファイル 4.02 機器マスタファイル（GSD）を使用すると、さまざまなメーカーが製造したフィールド機器を再設定せずに交換することが可能です。
2 つの異なる機器マスタファイル（GSD）を使用可能：製造者固有の GSD および PAProfile GSD

70

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

9.2.1

システム統合製造者固有の機器マスタファイル（GSD）のファイル名

機器マスタファイル名の例：
GSDML-V2.43-EH-PROMASS_300_500_APL_yyyymmdd.xml
GSDML

記述言語

V2.43

PROFINET 仕様のバージョン

EH

Endress+Hauser

PROMASS

機器シリーズ

300_500_APL

変換器

yyyymmdd

発行日（yyyy：年、mm：月、dd：日）.xml

ファイル名拡張子（XML ファイル）

9.2.2

PA プロファイル機器マスタファイル（GSD）のファイル名

PA プロファイル機器マスタファイル名の例：
GSDML-V2.43-PA_Profile_V4.02-B333-FLOW_CORIOLIS-yyyymmdd.xml
GSDML

記述言語

V2.43

PROFINET 仕様のバージョン

PA_Profile_V4.02

PA プロファイル仕様のバージョン

B333

PA プロファイル機器 ID

FLOW

製品群

CORIOLIS

流量測定原理yyyymmdd

発行日（yyyy：年、mm：月、dd：日）.xml

ファイル名拡張子（XML ファイル）

API

0x9700

対応モジュール

入力/出力変数

アナログ入力質量流量

アナログ入力密度

アナログ入力温度

積算計

積算計の値：質量/質量積算計のコントロール

機器マスタファイル（GSD）の入手先：
製造者固有の GSD：

www.endress.com → ダウンロードエリア

PA プロファイル GSD： https://www.profibus.com/products/gsd-files/gsd-library-profile-for-processcontrol-devices-version-40 → ダウンロードエリア

Endress+Hauser

71

システム統合

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

9.3

サイクリックデータ伝送

9.3.1

モジュールの概要

以下の図は、機器のサイクリックデータ伝送に使用可能なモジュールを示します。サイクリックデータ伝送はオートメーションシステムを使用して行われます。
計測機器

サブスロット

データの流れ方向1

1→

アナログ入力 2（密度）

2

1

→

アナログ入力 3（温度）

3

1

→

アナログ入力 4

201→

アナログ入力 5

211→

アナログ入力 6

221→

アナログ入力 7231→

アナログ入力 8241→

アナログ入力 925

1→

アナログ入力 10

26

1

→

アナログ入力 11

27

1

→

アナログ入力 12

28

1

→

アナログ入力 13

29

1

→

アナログ入力 14

30

1

→

アナログ入力 15

31

1

→

アナログ入力 16

32

1

→

積算計 1（質量）

4

1

→
←

積算計 2

70

1

→
→

積算計 3

71

1

→
←

バイナリ入力 1（Heartbeat）

80

1

→

バイナリ入力 2

811→

アナログ出力 1（圧力）

160

1

←

アナログ出力 2（温度）

161

1

←

アナログ出力 3（基準密度）

162

1

←

アナログ出力 4（% 沈殿物と
水）

163

1

←

アナログ出力 5（水分カット
%）

164

1

←

アナログ出力 6（Appl. Spec.
out 0）

165

1←

アナログ出力 7（Appl. Spec.
out 1）

166

1←

バイナリ出力 1（Heartbeat）

210

1

→

バイナリ出力 2

211

1

←

列挙出力

240

1

←

API

モジュール

スロット

アナログ入力 1（質量流量）0x9700

72

制御システ
ム

PROFINET

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

9.3.2

システム統合モジュールの説明

オートメーションシステムの観点からのデータ構造の説明：• 入力データ：機器からオートメーションシステムに送信されます。
• 出力データ：オートメーションシステムから機器に送信されます。
アナログ入力モジュール
機器からオートメーションシステムに入力変数を伝送します。
アナログ入力モジュールにより、選択された入力変数はステータスとともに計測機器からオートメーションシステムに周期的に伝送されます。入力変数は、最初の 4 バイト
が IEEE 754 規格に準拠する浮動小数点数という形で表されます。第 5 バイトには、入力変数に関係する標準化されたステータス情報が含まれます。
選択：入力変数スロット

Endress+Hauser

サブスロット

入力変数

1

1

質量流量

2

1

密度

73

システム統合

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

スロット3

サブスロット

入力変数1

温度• 質量流量• 体積流量• 基準体積流量• 密度• 基準密度• 温度• 電子モジュール内温度• 振動周波数• 周波数変動• 振動ダンピング• チューブダンピングの変動• 信号の非対称性• 励磁電流• アプリケーション固有の出力 0• アプリケーション固有の出力 1• 非均一流体の指標• サスペンディドバブルの指標• センサ非対称性指標• 電流出力 1• 電流出力 2• 電流出力 3

20～32

1Heartbeat Verification アプリケーションパッケージで使用可
能な追加の入力変数• 保護容器の温度• 振動ダンピング 1• 振動周波数 1• 振動振幅 0• 振動振幅 1• 周波数変動 1• チューブダンピングの変動 1• 励磁電流 1• HBSI
濃度測定アプリケーションパッケージで使用可能な追加の入力
変数• 濃度• 固形分質量流量• 搬送液質量流量• 固形分体積流量• 搬送液体積流量• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量
石油アプリケーションパッケージで使用可能な追加の入力変数• 代替基準密度• GSV 流量• 代替 GSV 流量• NSV 流量• 代替 NSV 流量• S&W 体積流量
• 水分カット %• オイル密度• 水密度• オイルの質量流量• 水の質量流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量

74

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

システム統合データ構造
アナログ出力の出力データ
バイト 1

バイト 2

バイト 3

バイト 4

ステータス 1)

測定値：浮動小数点数（IEEE 754）
1)

バイト 5

ステータス符号化 →  82

アプリケーション固有の入力モジュール
機器からオートメーションシステムに補償値を伝送します。
アプリケーション固有の入力モジュールは、補償値をステータスとともに機器からオー
トメーションシステムに周期的に伝送します。補償値は、最初の 4 バイトが IEEE 754
規格に準拠する浮動小数点数という形で表されます。第 5 バイトには、補償値に関係する標準化されたステータス情報が含まれます。
補償値の割当て
次により設定が行われます。エキスパート → アプリケーション → アプリケーショ
ン固有の計算 → プロセスパラメータ
スロット

補償値

20～32

アプリケーション固有の入力モジュール 0

20～32

アプリケーション固有の入力モジュール 1

データ構造
アプリケーション固有の入力モジュールの入力データ
バイト 1

バイト 2

バイト 3

バイト 4

測定値：浮動小数点数（IEEE 754）
1)

バイト 5
ステータス 1)

ステータス符号化 →  82

バイナリ入力モジュール
機器からオートメーションシステムにバイナリ入力変数を伝送します。
機器はバイナリ入力変数を使用して、機器機能のステータスをオートメーションシステ
ムに伝送します。
バイナリ入力モジュールは、ディスクリート入力変数をステータスとともに機器からオートメーションシステムに周期的に伝送します。ディスクリート入力変数は最初の １
バイトで表されます。第 2 バイトには、入力変数に関係する標準化されたステータス
情報が含まれます。
選択：機器機能バイナリ入力スロット 80
スロット

80

Endress+Hauser

サブスロ
ット

1

ビット

機器機能

ステータス（意味）0

検証が実行されていない

1

検証に失敗した• 0（機器機能がアクティブでない）• 1（機器機能がアクティブ）

2

現在、検証を実行中

3

検証が完了した

4

検証に失敗した

5

検証が正常に実行された75

システム統合

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

スロット

サブスロ
ット

ビット

機器機能

ステータス（意味）6

検証が実行されていない

7

予備

選択：機器機能バイナリ入力スロット 81
スロット

サブスロ
ット

81

1

ビット

機器機能

ステータス（意味）0

パイプ空検知1

ローフローカットオフ• 0（機器機能がアクティブでない）• 1（機器機能がアクティブ）

2

予備

3

予備

4

予備

5

予備

6

予備

7

予備

データ構造
バイナリ入力の入力データ
バイト 1

バイト 2

バイナリ入力ステータス 1)

1)

ステータス符号化 →  82

質量モジュール
質量カウンタの値を機器からオートメーションシステムに伝送します。
質量モジュールは、質量をステータスとともに機器からオートメーションシステムに周期的に伝送します。積算計の値は、最初の 4 バイトが IEEE 754 規格に準拠する浮動小
数点数という形で表されます。第 5 バイトには、入力変数に関係する標準化されたス
テータス情報が含まれます。
選択：入力変数スロット

サブスロット

4

1

入力変数
質量

データ構造
体積入力データ
バイト 1

バイト 2

バイト 3

測定値：浮動小数点数（IEEE 754）
1)

バイト 4

バイト 5
ステータス 1)

ステータス符号化 →  82

質量積算計コントロールモジュール
積算計の値を機器からオートメーションシステムに伝送します。

76

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

システム統合質量積算計コントロールモジュールは、選択した積算計の値をステータスとともに機器
からオートメーションシステムに周期的に伝送します。積算計の値は、最初の 4 バイ
トが IEEE 754 規格に準拠する浮動小数点数という形で表されます。第 5 バイトには、
入力変数に関係する標準化されたステータス情報が含まれます。
選択：入力変数スロット

サブスロット

4

1

入力変数
質量

データ構造
質量積算計コントロール入力データ
バイト 1

バイト 2

バイト 3

バイト 4

ステータス 1)

測定値：浮動小数点数（IEEE 754）
1)

バイト 5

ステータス符号化 →  82

選択：出力変数
制御値をオートメーションシステムから機器に伝送します。
スロット

70～71

サブスロ
ット

1

値

入力変数

1

「0」にリセット

2

プリセット値

3

停止

4

積算開始

データ構造
質量積算計コントロール出力データ
バイト 1
制御変数

積算計モジュール
積算計の値を機器からオートメーションシステムに伝送します。
積算計モジュールは、選択した積算計の値をステータスとともに機器からオートメーションシステムに周期的に伝送します。積算計の値は、最初の 4 バイトが IEEE 754 規格に準拠する浮動小数点数という形で表されます。第 5 バイトには、入力変数に関係する標準化されたステータス情報が含まれます。

Endress+Hauser

77

システム統合

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

選択：入力変数スロット

サブスロット

70～71

1)
2)

1

入力変数
• 質量流量• 体積流量• 基準体積流量• 固形分質量流量 1)• 搬送液質量流量• 固形分体積流量• 搬送液体積流量• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• GSV 流量 2)• 代替 GSV 流量 2)• NSV 流量 2)• 代替 NSV 流量 2)• S&W 体積流量 2)• オイルの質量流量 2)• 水の質量流量 2)• オイルの体積流量 2)• 水の体積流量 2)• オイルの基準体積流量 2)• 生値の質量流量 2)

濃度アプリケーションパッケージの場合のみ使用可能
石油アプリケーションパッケージの場合のみ使用可能

データ構造
積算計入力データ
バイト 1

バイト 2

バイト 3

測定値：浮動小数点数（IEEE 754）
1)

バイト 4

バイト 5
ステータス 1)

ステータス符号化 →  82

積算計コントロールモジュール
積算計の値を機器からオートメーションシステムに伝送します。
積算計コントロールモジュールは、選択した積算計の値をステータスとともに機器からオートメーションシステムに周期的に伝送します。積算計の値は、最初の 4 バイトがIEEE 754 規格に準拠する浮動小数点数という形で表されます。第 5 バイトには、入力変数に関係する標準化されたステータス情報が含まれます。

78

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

システム統合選択：入力変数スロット

サブスロット

70～71

1)
2)

1

入力変数
• 質量流量• 体積流量• 基準体積流量• 固形分質量流量 1)• 搬送液質量流量• 固形分体積流量• 搬送液体積流量• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• GSV 流量 2)• 代替 GSD 流量 2)• NSV 流量 2)• 代替 NSV 流量 2)• S&W 体積流量 2)• オイルの質量流量 2)• 水の質量流量 2)• オイルの体積流量 2)• 水の体積流量 2)• オイルの基準体積流量 2)• 生値の質量流量 2)

濃度アプリケーションパッケージの場合のみ使用可能
石油アプリケーションパッケージの場合のみ使用可能

データ構造
積算計コントロール入力データ
バイト 1

バイト 2

バイト 3

バイト 4

ステータス 1)

測定値：浮動小数点数（IEEE 754）
1)

バイト 5

ステータス符号化 →  82

選択：出力変数
制御値をオートメーションシステムから機器に伝送します。
スロット

70～71

サブスロ
ット

1

値

入力変数

1

「0」にリセット

2

プリセット値

3

停止

4

積算開始

データ構造
積算計コントロール出力データ
バイト 1
制御変数

アナログ出力モジュール
補償値をオートメーションシステムから機器に伝送します。
アナログ出力モジュールは、補償値をステータスおよび関係する単位とともにオートメーションシステムから機器に周期的に伝送します。補償値は、最初の 4 バイトが IEEE
Endress+Hauser

79

システム統合

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

754 規格に準拠する浮動小数点数という形で表されます。第 5 バイトには、補償値に関係する標準化されたステータス情報が含まれます。
補償値の割当て次を使用して選択します：エキスパート → センサ → 外部補正
スロット

サブスロット

160

圧力

161

温度

162

基準密度
外部の値、% S&W（沈殿物と水） 1)

1

163

1)

補償値

164

外部の値、% 水分カット 1)

165

Appl. Spec. Outp. 0

166

Appl. Spec. Outp. 1

石油アプリケーションパッケージの場合のみ使用可能

データ構造
アナログ出力の出力データ
バイト 1

バイト 2

バイト 3

測定値：浮動小数点数（IEEE 754）
1)

バイト 4

バイト 5
ステータス 1)

ステータス符号化 →  82

フェールセーフモード
補償値を使用するために、フェールセーフモードを設定することが可能です。
ステータスが「GOOD（良好）」または「UNCERTAIN（不明）」の場合は、オートメーションシステムによって伝送された補償値が使用されます。ステータスが「BAD（不良）」の場合は、補償値を使用するためにフェールセーフモードが有効になります。
補償値ごとにパラメータを使用して、フェールセーフモードを設定できます。エキスパ
ート → センサ → 外部補正
フェールセーフタイプパラメータ• フェールセーフ値オプション：フェールセーフ値パラメータで設定された値が使用されます。
• フォールバック値オプション：最後の有効な値が使用されます。
• オフオプション：フェールセーフモードは無効になります。
フェールセーフ値パラメータ
このパラメータを使用して、フェールセーフタイプパラメータでフェールセーフ値オプ
ションが選択された場合に使用される補償値を入力します。
バイナリ出力モジュール
バイナリ出力値をオートメーションシステムから機器に伝送します。
オートメーションシステムはバイナリ出力値を使用して機器機能を有効/無効にします。
バイナリ出力値は、ディスクリート出力値をステータスとともにオートメーションシス
テムから機器に周期的に伝送します。ディスクリート出力値は最初の 1 バイトで伝送

80

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

システム統合されます。第 2 バイトには、出力値に関係する標準化されたステータス情報が含まれます。
選択：機器機能バイナリ出力スロット 210
スロット

サブスロ
ット

210

1)

1

ビット

機器機能

ステータス（意味）0

検証の開始。

1

予備

ステータスが 0 から 1 に変わると、Heartbeat Verification が開始します。 1)

2

予備

3

予備

4

予備

5

予備

6

予備

7

予備

Heartbeat アプリケーションパッケージでのみ使用可能

選択：機器機能バイナリ出力スロット 211
スロット

サブスロ
ット

211

1

ビット

機器機能

ステータス（意味）

0

流量の強制ゼロ出力1

ゼロ調整• 0（機器機能の無効化）• 1（機器機能の有効化）

2

リレー出力

リレー出力値：

3

リレー出力

4

リレー出力

• 0
• 1

5

予備

6

予備

7

予備

データ構造
バイナリ出力入力データ

1)
2)

バイト 1

バイト 2

バイナリ出力ステータス 1)
2)

ステータス符号化→  82
ステータスが「BAD（不良）」の場合、制御変数は取り込まれません。

濃度モジュール
濃度測定アプリケーションパッケージの場合のみ使用可能
機器機能の割当て
スロット
240

Endress+Hauser

入力変数
液体タイプの選択

81

システム統合

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

データ構造
濃度出力データ
バイト 1
制御変数

液体タイプ

Enum コード

オフ

0

蔗糖水溶液

5

グルコース水溶液

2

果糖水溶液

1

転化糖水溶液6

コーンシロップ HFCS42

15

コーンシロップ HFCS55

16

コーンシロップ HFCS90

17

原麦汁

18

エタノール水溶液11

メタノール水溶液12

過酸化水素水溶液

4

塩酸

24

硫酸

25

硝酸

7

リン酸

8

水酸化ナトリウム

10

水酸化カリウム

9

硝酸アンモニウム水溶液

13

塩化鉄（III）水溶液

14

質量%/ 体積%19

ユーザープロファイル係数セット No. 1

21

ユーザープロファイル係数セット No. 2

22

ユーザープロファイル係数セット No. 3

23

9.3.3

ステータス符号化

ステータス

82

符号化（16 進）

意味

BAD（不良）- メンテナン
スアラーム

0x24～0x27

機器エラーが発生したため、測定値を取得できません。

BAD（不良）- プロセス関
連

0x28～0x2B

プロセス条件が機器の技術仕様範囲内にないため、測定値を取得できません。

BAD（不良）- 機能チェック

0x3C～0x03F

機能チェックが有効（例：洗浄または校正）

UNCERTAIN（不明）- 初
期値

0x4F～0x4F

正しい測定値を再び取得できるようになるまで、またはこのステータスを変更するための対策が実施されるまで、既定の測定値が出力されます。

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

ステータス

システム統合符号化（16 進）

意味

UNCERTAIN（不明）- メ
ンテナンス要求

0x68～0x6B

機器で摩耗の兆候が検出されました。機器を動作可能な状態に維持するためには、短期間のメンテナン
スが必要です。
測定値が無効である可能性があります。測定値の用
途はアプリケーションに応じて異なります。

UNCERTAIN（不明）- プ
ロセス関連

0x78～0x7B

プロセス条件が機器の技術仕様範囲内にありません。これは、測定値の品質と精度に悪影響を及ぼす可能性があります。
測定値の用途はアプリケーションに応じて異なります。

GOOD（良好）- OK

0x80～0x83

エラーは診断されていません。

GOOD（良好）- メンテナ
ンスが必要

0xA4～0xA7

測定値が有効です。
近いうちに、機器の修理が必要になります。

GOOD（良好）- メンテナ
ンス要求

0xA8～0xAB

測定値が有効です。
近いうちに、機器を修理することを強く推奨します。

GOOD（良好）- 機能チェック

0xBC～0XBF

測定値が有効です。
機器は内部機能チェックを実行しています。機能チ
ェックにより、プロセスが目立った影響を受けることはありません。

9.3.4

工場設定

スロットは、初回の設定用にすでにオートメーションシステムで割り当てられています。
スロットの割当て

Endress+Hauser

スロット

工場設定

1

質量流量

2

密度

3

温度

4

質量

20～32

–

70～71

–

80～81

–

160～166–

210～211

–

240

–

83

システム統合

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

9.4

冗長システム（S2）2 つのオートメーションシステムを持つ冗長レイアウトは、連続運転中のプロセスに必要です。1 つのシステムにエラーが発生した場合、2 つめのシステムが連続かつ中断のない運転を保証します。機器は冗長システム（S2）をサポートし、両方のオートメー
ションシステムと同時に通信します。
1

3

2

4

5

6

6

6
A0047362

 25
1
2
3
4
5
6

冗長システム（S2）のレイアウト例：スター型トポロジー

オートメーションシステム 1
オートメーションシステムの同期
オートメーションシステム 2
産業用イーサネットマネージドスイッチ
APL フィールドスイッチ
計測機器

ネットワークのすべての機器は冗長システム（S2）をサポートしている必要があ
ります。

84

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

設定

10

設定

10.1

設置状況および配線状況の確認

機器の設定前：‣ 設置状況の確認および配線状況の確認が正常に行われたか確認してください。
•「設置状況の確認」チェックリスト →  28•「配線状況の確認」チェックリスト →  42

10.2

機器の電源投入‣ 設置状況の確認および配線状況の確認が正常に完了したら、機器の電源を入れます。
 スタートアップの終了後、現場表示器は自動的にスタートアップ表示から操作
画面表示に切り替わります。
現場表示器に何も表示されない、または診断メッセージが表示される場合は、「診断およびトラブルシューティング」セクションを参照してください→  170。

10.3

FieldCare 経由の接続• FieldCare →  65 の接続用
• FieldCare →  68 経由の接続用• FieldCare →  68 ユーザインターフェイス用

10.4

操作言語の設定

初期設定：英語または注文した地域の言語
XXXXXXXXX

20.50
XX

1.

XX
Main menu
Display language

0104-1EnglishOperation
Setup

2.

3.

4.

Display language
Ã English
DeutschEspañol
Français0104-1

Display language
Ã English
DeutschEspañol
Français
Hauptmenü
Sprache0104-10104-1
DeutschBetrieb
Setup
A0029420

 26

Endress+Hauser

現場表示器の表示例

85

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

10.5

機器の設定

• 設定 メニュー（ガイドウィザード付き）には、通常運転に必要なパラメータがすべて含まれています。
• 設定 メニュー へのナビゲーション
XXXXXXXXX

20.50
mA
Main menu
Display language

1.

0104-1EnglishDisplay/operat.
Setup
Main menu
Display/operat.
Setup

2.

Diagnostic/ ../Setup
Medium selection

3.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
A0032222-JA

 27

現場表示器の表示例

サブメニューおよびパラメータの数は機器バージョンに応じて異なります。これらのサブメニューの一部のサブメニューおよびパラメータは取扱説明書に記載されていません。その代わりに機器の個別説明書に説明があります（→ 「補足資料」
セクションを参照）。

 設定

86

PROFINET デバイス名→  87‣ 通信→  87‣ システムの単位→  89‣ 流体の選択→  92‣ Analog inputs→  95‣ I/O→  97設定‣ 電流入力 1～n→  98‣ ステータス入力 1～n→  99‣ 電流出力 1～n→  99Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

設定‣ パルス-周波数-スイッチ 出力の切→  103‣ リレー出力 1～n→  110‣ 表示→  113‣ ローフローカットオフ→  117‣ 非満管の検出→  118‣ 高度な設定→  119

り替え 1～n10.5.1

タグ名の設定

タグ名に基づき、プラント内で迅速に測定点を識別することが可能です。タグ名はPROFINET 仕様（データ長：255 バイト）の機器名（ステーション名）と同じです。
機器名は、DIP スイッチまたはオートメーションシステム経由で変更できます。
現在使用されている機器名が ステーション名 パラメータに表示されます。
ナビゲーション
「設定」 メニュー → PROFINET デバイス名
パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ
PROFINET デバイス名

説明
機器の名前。

10.5.2

ユーザーインターフェイス

工場出荷時設定

英字や数字からなる最大 32文字。

EH-PROMASS300 機器のシリ
アル番号

通信インタフェースの表示

通信 サブメニューは現在のすべてのパラメータ設定を表示し、通信インターフェイス
を選択および設定できます。
ナビゲーション
「設定」 メニュー → 通信

‣ 通信

Endress+Hauser‣ APL ポート→  88‣ サービスインターフェイス→  88‣ ネットワーク診断→  8987

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）「APL ポート」 サブメニュー
ナビゲーション
「設定」 メニュー → 通信 → APL ポート‣ APL ポート
IP アドレス (7263)→  88Subnet mask (7265)→  88

Default gateway (7264)→  88

MAC アドレス (7262)→  88

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

ユーザー入力 / ユーザーイン
ターフェイス

工場出荷時設定

IP アドレス機器の IP アドレスを入力します。

数字、英字、特殊文字からなる文字列 （15）0.0.0.0

Default gateway

機器のデフォルトゲートウエイの IP アド
レスを入力します。

数字、英字、特殊文字からなる文字列 （15）0.0.0.0

Subnet mask

機器のサブネットマスクを入力します。

数字、英字、特殊文字からなる文字列 （15）255.255.255.0

MAC アドレス

機器の MAC アドレスを示します。

数字、英字、特殊文字からなる文字列「サービスインターフェイス」 サブメニュー
ナビゲーション
「設定」 メニュー → 通信 → サービスインターフェイス‣ サービスインターフェイス

88

IP アドレス (7209)→  89Subnet mask (7211)→  89Default gateway (7210)→  89MAC アドレス (7214)→  89Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

設定

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

ユーザー入力 / ユーザーイン
ターフェイス

工場出荷時設定

IP アドレス機器の IP アドレスを入力します。

4 オクテット：0～255（特定のオクテットにおいて）192.168.1.212

Subnet mask

サブネットマスクを表示。

4 オクテット：0～255（特定のオクテットにおいて）255.255.255.0

Default gateway

デフォルトゲートウェイを表示。

4 オクテット：0～255（特定のオクテットにおいて）0.0.0.0

MAC アドレス

機器の MAC アドレスを表示。



英字と数字から成る一意的な
MAC = Media Access Control（メディ 12 桁の文字列（例：00:07:05:10:01:5F）
アアクセス制御）

各機器に個別のアドレスが付与されます。

「ネットワーク診断」 サブメニュー
ナビゲーション
「設定」 メニュー → 通信 → ネットワーク診断‣ ネットワーク診断
平均二乗誤差 (7258)→  89受信に失敗したパケット数 (7257)→  89パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

ユーザーインターフェイス

工場出荷時設定

平均二乗誤差リンク信号品質の指標を提供します。

符号付き浮動小数点数

0 dB

受信に失敗したパケット数

受信に失敗したパケット数を表示する。

0～65 535

010.5.3システムの単位の設定

システムの単位 サブメニュー で、すべての測定値の単位を設定できます。
サブメニューおよびパラメータの数は機器バージョンに応じて異なります。これらのサブメニューの一部のサブメニューおよびパラメータは取扱説明書に記載されていません。その代わりに機器の個別説明書に説明があります（→ 「補足資料」
セクションを参照）。
ナビゲーション
「設定」 メニュー → システムの単位‣ システムの単位

Endress+Hauser

質量流量単位→  90質量単位→  90体積流量単位→  9089

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

体積単位→  90基準体積流量単位→  90基準体積単位→  90密度単位→  90基準密度単位→  91

密度２の単位→  91

温度の単位→  91

圧力単位→  91

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ
質量流量単位説明

選択

質量流量の単位を選択。

単位の選択リスト

国に応じて異なります。
• kg/h• lb/min

結果
選択した単位は以下に適用：• 出力• ローフローカットオフ• シミュレーションプロセス変数

工場出荷時設定

質量単位

質量の単位を選択。

単位の選択リスト

国に応じて異なります：
• kg
• lb

体積流量単位体積流量の単位を選択。

単位の選択リスト

国に応じて異なります。
• l/h• gal/min (us)結果
選択した単位は以下に適用：• 出力• ローフローカットオフ• プロセス変数のシミュレーション
体積単位

体積の単位を選択。

単位の選択リスト

国に応じて異なります。
• l （呼び口径 > 150A（6"）：
m³ オプション）• gal (us)基準体積流量単位

基準体積流量の単位を選択。

単位の選択リスト

国に応じて異なります：• Nl/h• Sft³/min

結果選択した単位は以下に適用：
基準体積流量 パラメータ (→  150)
基準体積単位基準体積の単位を選択。

単位の選択リスト

国に応じて異なります：• Nl• Sft³密度単位

密度単位を選択。

単位の選択リスト

国に応じて異なります。
• kg/l• lb/ft³

結果
選択した単位は以下に適用：• 出力• シミュレーションプロセス変数• 密度調整（エキスパート メニュー）

90

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ

設定

説明

選択

基準密度単位基準密度の単位を選択。

単位の選択リスト

国に応じて異なります：• kg/Nl• lb/Sft³

密度２の単位

２番目の密度の単位を選択します。

単位の選択リスト

国に応じて異なります。
• kg/l• lb/ft³

温度の単位

温度の単位を選択。

単位の選択リスト

国に応じて異なります。
• °C
• °F

単位の選択リスト

国に応じて異なります：• bar a• psi a

結果選択した単位は以下に適用：• 電気部内温度 パラメータ (6053)• 最大値 パラメータ (6051)• 最小値 パラメータ (6052)• 最大値 パラメータ (6108)• 最小値 パラメータ (6109)• 保護容器の温度 パラメータ (6027)• 最大値 パラメータ (6029)• 最小値 パラメータ (6030)• 基準温度 パラメータ (1816)• 温度 パラメータ
圧力単位

プロセス圧力の単位を選択。
結果
単位は以下の設定が用いられます。
• 補正する圧力値 パラメータ (→  94)• 外部圧力 パラメータ (→  94)• 補正する圧力値

Endress+Hauser

工場出荷時設定91

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

10.5.4

測定物の選択および設定

測定物の選択 ウィザードサブメニューには、測定物の選択および設定のために必要なパラメータが含まれ、これを設定しなければなりません。
ナビゲーション
「設定」 メニュー → 流体の選択‣ 流体の選択92

流体の種類を選択します→  93気体の種類選択→  93基準音速→  93基準音速→  93音速の温度係数→  93音速の温度係数→  93圧力補正→  93補正する圧力値→  94外部圧力→  94Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

設定

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

必須条件

説明

選択 / ユーザー入力 / ユーザーインターフェイス

流体の種類を選択します–

気体の種類選択

流体の選択 サブメニューで、 測定する気体の種類を選択。
気体 オプションが選択されて
いること。

• 空気
メタン CH4• アンモニア NH3• アルゴン Ar• 六フッ化硫黄 SF6• 酸素 O2• オゾン O3
• 窒素酸化物 NOx• 窒素 N2• 亜酸化窒素 N2O• メタン CH4
• メタン CH4 + 水素
H2 10%• メタン CH4 + 水素
H2 20％• メタン CH4 + 水素
H2 30%• 水素 H2• ヘリウム He• 塩化水素 HCl• 硫化水素 H2S• エチレン C2H4
• 二酸化炭素 CO2• 一酸化炭素 CO• 塩素 Cl2• ブタン C4H10• プロパン C3H8
• プロピレン C3H6• エタン C2H6
• その他

基準音速

気体の種類選択 パラメータ0°C (32 °F) での気体の音速をで、その他 オプションが選択 入力します。
されていること。

1～99 999.9999 m/s 415.0 m/s

基準音速

流体の種類を選択します パラ 流体の 0℃ （32℉)における音 符号付き浮動小数点メータで、その他 オプション 速を入力します。
数が選択されていること。

1 456 m/s

音速の温度係数気体の種類選択 パラメータ
気体の音速の温度係数を入力
で、その他 オプションが選択 します。
されていること。

正の浮動小数点数0.87 (m/s)/K

音速の温度係数流体の種類を選択します パラ 流体の音速の温度係数を入力
メータで、その他 オプション します。
が選択されていること。

符号付き浮動小数点数

1.3 (m/s)/K

圧力補正

–

• オフ
• 固定値
• 外部入力値• 電流入力 1 *• 電流入力 2 *オフ

Endress+Hauser

この機能を使用して、測定物 • 液体の種類（「気体」または「液• 気体体」）を選択します。例外的• その他に、測定物の特性を手動で入力する場合は（例：硫酸などの圧縮性の高い液体の場合）、「その他」オプションを選択します。

工場出荷時設定

圧力補正タイプを選択。

液体

93

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ

必須条件

説明

補正する圧力値

圧力補正 パラメータで、固定 圧力補正に使用するプロセス
値 オプションが選択されてい 圧力を入力。
ること。

外部圧力

圧力補正 パラメータで、外部 外部入力のプロセス圧力値を
入力値 オプションまたは電流 示します。
入力 1…n オプションが選択されていること。

*

94

選択 / ユーザー入力 / ユーザーインターフェイス
正の浮動小数点数

工場出荷時設定

1.01325 bar–

表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

10.5.5設定

アナログ入力の設定

Analog inputs サブメニュー を使用すると、個々の Analog input 1～n サブメニュー を体系的に設定できます。ここから、個別のアナログ入力のパラメータに移動できます。
ナビゲーション
「設定」 メニュー → Analog inputs‣ Analog inputs‣ Mass flow

→  95「Analog inputs」 サブメニュー
ナビゲーション
「設定」 メニュー → Analog inputs → Mass flow

‣ Mass flow

Endress+Hauser

プロセス変数の割り当て (11074)→  96

ダンピング (11073)→  9795

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

Parent class
プロセス変数の割り当て

96

プロセス変数を選択します。

ユーザーインターフェイス /ユーザー入力

工場出荷時設定

0～255

70• 質量流量• 体積流量• 密度• 温度• 保護容器の温度• 電気部内温度• 振動周波数 0• 振動周波数 1• 振動振幅 0• 振動振幅 1• 周波数変動 0• 周波数変動 1• 振動ダンピング 0• 振動ダンピング 1• 振動ダンピングの変動 0• 振動ダンピングの変動 1• 信号の非対称性• ねじれの信号の非対称性 *• コイル電流 0• コイル電流 1• HBSI• 電流入力 1• 電流入力 2• 電流入力 3• アプリケーション固有の出力0• アプリケーション固有の出力1• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• テストポイント 0• テストポイント 1• センサーインデックスコイ
ル非対称性• 質量流量生値• 基準体積流量• 固形分質量流量• 搬送液質量流量• 固形分体積流量• 搬送液体積流量• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• 基準密度• 基準密度代替• GSV 流量
• GSV 流量代替
• NSV 流量
• NSV 流量代替 *• S&W 体積流量
• Water cut *• オイル密度• 水密度• オイルの質量流量• 水の質量流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量
• 濃度
• 静粘度
• 動粘度
• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度

質量流量

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ
ダンピング

*

説明

設定

ユーザーインターフェイス /ユーザー入力入力ダンピングのために時定数を入力しま 正の浮動小数点数
す（PT1 次要素） ダンピングは出力信号上の測定値の変動の影響を減らします。

工場出荷時設定
1.0 秒

表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

10.5.6I/O 設定の表示

I/O 設定 サブメニューを使用すると、I/O モジュールの設定が表示されるすべてのパラメータを体系的に設定できます。
ナビゲーション
「設定」 メニュー → I/O

‣ I/O

設定

設定
I/O モジュール 1～n の端子番号→  97

I/O モジュール 1～n の情報→  97

I/O モジュール 1～n のタイプ

→  97

I/O の設定を適用→  97

I/O の選択コード→  97

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

I/O モジュール 1～n の端子番号

I/O モジュールが使用している端子番号を表示。

I/O モジュール 1～n の情報接続された I/O モジュールの情報を表示。 • 接続されていない• 無効• 設定不可• 設定可能• PROFINET–

I/O モジュール 1～n のタイプ

I/O モジュールのタイプを表示。

オフ

I/O の設定を適用自由に構成できる I/O モジュールの設定を • いいえ
適用する。
• はい

いいえ

I/O の選択コード

I/O 構成を変更するためにコードを入力。

0*

ユーザーインターフェイス /選択 / ユーザー入力• 未使用• 26-27 (I/O 1)• 24-25 (I/O 2)• 22-23 (I/O 3)• オフ• 電流出力 *• 電流入力 *• ステータス入力 *• パルス-周波数-スイッチ 出
力の切り替え *• ダブルパルス出力 *• リレー出力 *正の整数

工場出荷時設定–

表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

Endress+Hauser

97

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

10.5.7

電流入力の設定「電流入力」 ウィザードを使用すると、電流入力の設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。
ナビゲーション
「設定」 メニュー → 電流入力

‣ 電流入力 1～n
端子番号→  98信号モード→  980/4mA の値

→  9820mA の値→  98電流スパン→  98

フェールセーフモード→  98

フェールセーフの値→  98

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

必須条件

端子番号

–

信号モード

説明

工場出荷時設定• 未使用• 24-25 (I/O 2)• 22-23 (I/O 3)–

本機器は保護タイプ Ex-i の危 電流入力の信号モードを選
険場所で使用するための認定 択。
を取得していません。

• パッシブ• アクティブ *アクティブ

0/4mA の値–

4 mA の値を入力。

符号付き浮動小数点数

020mA の値–

20 mA の値を入力。

符号付き浮動小数点数

国および呼び口径に応じて異なります。

電流スパン

–

プロセス値出力の電流範囲とアラーム信号の上限/下限レ
ベルを選択。

• 4...20 mA (4...
20.5 mA)• 4...20 mA NE(3.8...20.5 mA)• 4...20 mA US(3.9...20.8 mA)• 0...20 mA (0...
20.5 mA)

国に応じて異なります：• 4...20 mA NE(3.8...20.5 mA)• 4...20 mA US(3.9...20.8 mA)

フェールセーフモード–

アラーム状態の時の入力値を定義します。

• アラーム• 最後の有効値• 決めた値アラーム

フェールセーフの値

フェールセーフモード パラメ 外部機器からの入力値がないータで決めた値 オプションが 場合に使用する値を入力して選択されていること。
ください。

符号付き浮動小数点
数

0

*

98

電流入力モジュールが使用している端子番号を表示。

ユーザーインターフェイス / 選択 / ユー
ザー入力

表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

10.5.8

設定

ステータス入力の設定

ステータス入力 サブメニューを使用すると、ステータス入力の設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。
ナビゲーション
「設定」 メニュー → ステータス入力 1～n‣ ステータス入力 1～n
ステータス入力の割り当て→  99

端子番号→  99アクティブレベル→  99

端子番号→  99ステータス入力の応答時間→  99

端子番号→  99パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

選択 / ユーザーインターフェ
イス / ユーザー入力

工場出荷時設定

ステータス入力の割り当て

ステータス入力に割り当てる機能を選択し • オフ
オフてください。
• 積算計 1 のリセット• 積算計 2 のリセット• 積算計 3 のリセット• すべての積算計をリセット• 流量の強制ゼロ出力• ゼロ調整• 加重平均のリセット *• 加重平均 + 積算計 3 のリセ
ット *

端子番号

ステータス入力モジュールが使用している • 未使用
端子番号を表示。
• 24-25 (I/O 2)• 22-23 (I/O 3)–

アクティブレベル

指定した機能がトリガされる入力信号のレ • ハイ
ベルを定義してください。
• ロー

ハイ

ステータス入力の応答時間選択した機能をトリガするまでに入力信号 5～200 msのレベルが維持されなければいけない時間
を定義。

50 ms

*

表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

10.5.9電流出力の設定

電流出力 ウィザードを使用すると、電流出力の設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。

Endress+Hauser

99

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

ナビゲーション
「設定」 メニュー → 電流出力

‣ 電流出力 1～n
端子番号→  100

信号モード→  100

プロセス変数 電流出力

→  101電流のレンジ 出力→  102

下限値出力→  102

上限値出力→  102固定電流値→  102

ダンピング 電流出力

→  102

電流出力 故障動作→  102

故障時電流→  102

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

必須条件

説明

ユーザーインターフェイス / 選択 / ユー
ザー入力

工場出荷時設定

端子番号–

電流出力モジュールが使用している端子番号の表示。

• 未使用• 26-27 (I/O 1)• 24-25 (I/O 2)• 22-23 (I/O 3)

–

信号モード

–

電流出力の信号モードを選択。

• アクティブ *• パッシブ *

アクティブ

100

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ

プロセス変数 電流出力

Endress+Hauser

必須条件

–

設定

説明

電流出力に割り当てるプロセス変数を選択。

ユーザーインターフェイス / 選択 / ユー
ザー入力

工場出荷時設定• オフ *
質量流量• 質量流量• 体積流量• 基準体積流量 *• 密度• 基準密度 *• 温度• 固形分質量流量 *• 搬送液質量流量 *• 固形分体積流量 *• 搬送液体積流量 *• 固形分基準体積流量*• 搬送液基準体積流量*• 基準密度代替 *• GSV 流量 *• GSV 流量代替 *• NSV 流量 *• NSV 流量代替 *• S&W 体積流量 *• Water cut *• オイル密度 *• 水密度 *• オイルの質量流量*• 水の質量流量 *• オイルの体積流量*• 水の体積流量 *• オイルの基準体積
流量 *• 水の基準体積流量*• 濃度 *• アプリケーション
固有の出力 0 *• アプリケーション
固有の出力 1 *• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標 *• 質量流量生値• コイル電流 0• 振動ダンピング 0• 振動ダンピングの変動 0 *• 振動周波数 0• 周波数変動 0 *• 信号の非対称性• ねじれの信号の非対称性 *• 保護容器の温度 *• 周波数変動 0 *• 振動振幅 0 *• 振動ダンピングの変動 0 *• HBSI *• 圧力 *• 電気部内温度• センサーインデッ
クスコイル非対称性• テストポイント 0• テストポイント 1

101

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ

必須条件

説明

ユーザーインターフェイス / 選択 / ユー
ザー入力

工場出荷時設定

電流のレンジ 出力–

プロセス値出力の電流範囲とアラーム信号の上限/下限レ
ベルを選択。

• 4...20 mA NE(3.8...20.5 mA)• 4...20 mA US(3.9...20.8 mA)• 4...20 mA (4...
20.5 mA)• 0...20 mA (0...
20.5 mA)• 固定値

国に応じて異なります。
• 4...20 mA NE(3.8...20.5 mA)• 4...20 mA US(3.9...20.8 mA)

下限値出力

電流スパン パラメータ(→  102)で、以下の選択項
目のいずれかが選択されていること。
• 4...20 mA NE (3.8...20.5
mA)• 4...20 mA US (3.9...20.8
mA)• 4...20 mA (4... 20.5 mA)• 0...20 mA (0... 20.5 mA)

測定値のレンジに対する下側のレンジの値を入力します。

符号付き浮動小数点数

国に応じて異なります。
• 0 kg/h• 0 lb/min

上限値出力

電流スパン パラメータ(→  102)で、以下の選択項
目のいずれかが選択されていること。
• 4...20 mA NE (3.8...20.5
mA)• 4...20 mA US (3.9...20.8
mA)• 4...20 mA (4... 20.5 mA)• 0...20 mA (0... 20.5 mA)

測定値のレンジに対する上側のレンジの値を入力します。

符号付き浮動小数点数

国および呼び口径に応じて異なります。

固定電流値

電流スパン パラメータ
電流出力固定値の設定。
(→  102)で固定電流値 オプションが選択されていること。

0～22.5 mA

22.5 mA

ダンピング 電流出力

電流出力 の割り当て パラメ
測定値の変動に対する電流出ータ (→  101)でプロセス変 力信号の応答時間を設定。
数が選択されており、電流ス
パン パラメータ (→  102)で、以下の選択項目のいずれかが選択されていること。
• 4...20 mA NE (3.8...20.5
mA)• 4...20 mA US (3.9...20.8
mA)• 4...20 mA (4... 20.5 mA)• 0...20 mA (0... 20.5 mA)

0.0～999.9 秒

1.0 秒

電流出力 故障動作

電流出力 の割り当て パラメ
アラーム状態の時の出力動作
ータ (→  101)でプロセス変 の定義。
数が選択されており、電流ス
パン パラメータ (→  102)で、以下の選択項目のいずれかが選択されていること。
• 4...20 mA NE (3.8...20.5
mA)• 4...20 mA US (3.9...20.8
mA)• 4...20 mA (4... 20.5 mA)• 0...20 mA (0... 20.5 mA)

• 最少
• 最大
• 最後の有効値• 実際の値
• 固定値

最大

故障時電流

フェールセーフモード パラメ アラーム状態の電流出力値をータで決めた値 オプションが 設定。
選択されていること。

0～22.5 mA

22.5 mA*

102

表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

設定

10.5.10 パルス/周波数/スイッチ出力の設定
パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え ウィザード を使用すると、選択した出力タイプの設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。
ナビゲーション
「設定」 メニュー → 高度な設定 → パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え‣ パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え 1～n→  103

動作モード

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ
動作モード

説明

選択

出力をパルス、周波数またはスイッチ出力 • パルス
として定義。
• 周波数• スイッチ出力

工場出荷時設定
パルス

パルス出力の設定
ナビゲーション
「設定」 メニュー → パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え‣ パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え 1～nEndress+Hauser

動作モード→  104

端子番号→  104

信号モード→  104

パルス出力 の割り当て→  104

パルスの値→  104

パルス幅→  104

フェールセーフモード→  104

出力信号の反転→  104

103

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

必須条件

説明

選択 / ユーザーイン
ターフェイス / ユー
ザー入力

動作モード

–

出力をパルス、周波数またはスイッチ出力として定義。

端子番号

–

PFS（パルス/周波数/ステータ • 未使用ス)出力モジュールが使用し• 24-25 (I/O 2)ている端子番号を表示。
• 22-23 (I/O 3)

–

信号モード

–

PFS 出力のために信号モードを選択して下さい。

パッシブ

パルス出力 の割り当て

動作モード パラメータでパル パルス出力するプロセス変数
ス オプションが選択されてい の選択。
ること。

• オフ
オフ
• 質量流量• 体積流量• 基準体積流量 *• 固形分質量流量 *• 搬送液質量流量 *• 固形分体積流量 *• 搬送液体積流量 *• 固形分基準体積流量*• 搬送液基準体積流量*• GSV 流量 *• GSV 流量代替 *• NSV 流量 *• NSV 流量代替 *• S&W 体積流量 *• オイルの質量流量*• 水の質量流量 *• オイルの体積流量*• 水の体積流量 *• オイルの基準体積
流量 *• 水の基準体積流
量*

パルスの値

動作モード パラメータ
パルスが出力される測定値の(→  103)でパルス オプショ 量を入力してください。
ンが選択されており、パルス
出力 の割り当て パラメータ(→  104)でプロセス変数が選択されていること。

正の浮動小数点数

国および呼び口径に応じて異なります。

パルス幅

動作モード パラメータ
パルス出力のパルス幅を定(→  103)でパルス オプショ 義。
ンが選択されており、パルス
出力 の割り当て パラメータ(→  104)でプロセス変数が選択されていること。

0.05～2 000 ms

100 ms

フェールセーフモード

動作モード パラメータ
アラーム状態の時の出力動作(→  103)でパルス オプショ の定義。
ンが選択されており、パルス
出力 の割り当て パラメータ(→  104)でプロセス変数が選択されていること。

• 実際の値• パルスなし

パルスなし

出力信号の反転

–

• いいえ
• はい

いいえ

*

104

出力信号の反転。

• パルス
• 周波数
• スイッチ出力

工場出荷時設定• パッシブ• アクティブ *• Passive NE

パルス

表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

設定

周波数出力の設定
ナビゲーション
「設定」 メニュー → パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え‣ パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え 1～n

動作モード→  105

端子番号→  105

信号モード→  105

周波数出力割り当て→  106

周波数の最小値→  107

周波数の最大値→  107

最小周波数の時測定する値→  107最大周波数の時の値→  107

フェールセーフモード→  107

フェール時の周波数→  107

出力信号の反転→  107

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

必須条件

説明

選択 / ユーザーイン
ターフェイス / ユー
ザー入力

動作モード

–

出力をパルス、周波数またはスイッチ出力として定義。

端子番号

–

PFS（パルス/周波数/ステータ • 未使用ス)出力モジュールが使用し• 24-25 (I/O 2)ている端子番号を表示。
• 22-23 (I/O 3)

–

信号モード

–

PFS 出力のために信号モードを選択して下さい。

パッシブ

Endress+Hauser

• パルス
• 周波数
• スイッチ出力

工場出荷時設定• パッシブ• アクティブ *• Passive NE

パルス

105

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ

周波数出力割り当て

106

必須条件

説明

動作モード パラメータ
周波数出力するプロセス変数(→  103)で、周波数 オプシ の選択。
ョンが選択されていること。

選択 / ユーザーイン
ターフェイス / ユー
ザー入力

工場出荷時設定• オフ
オフ• 質量流量• 体積流量• 基準体積流量 *• 密度• 基準密度 *• 周期信号(TPS)の
周波数 *
• 温度
• 圧力
• GSV 流量 *• GSV 流量代替 *• NSV 流量 *• NSV 流量代替 *• S&W 体積流量 *• 基準密度代替 *• Water cut *• オイル密度 *• 水密度 *• オイルの質量流量*• 水の質量流量 *• オイルの体積流量*• 水の体積流量 *• オイルの基準体積
流量 *• 水の基準体積流量*• 濃度 *• 固形分質量流量 *• 搬送液質量流量 *• 固形分体積流量 *• 搬送液体積流量 *• 固形分基準体積流量*• 搬送液基準体積流量*• アプリケーション
固有の出力 0 *• アプリケーション
固有の出力 1 *• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標 *• HBSI *• 質量流量生値• コイル電流 0• 振動ダンピング 0• 振動ダンピングの変動 0 *• 振動周波数 0• 周波数変動 0 *• 振動振幅 0 *• 信号の非対称性• ねじれの信号の非対称性 *• 保護容器の温度 *• 電気部内温度• センサーインデッ
クスコイル非対称性• テストポイント 0• テストポイント 1

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ

設定

必須条件

説明

選択 / ユーザーイン
ターフェイス / ユー
ザー入力

工場出荷時設定

周波数の最小値

動作モード パラメータ
最小周波数を入力。
(→  103)で周波数 オプショ
ンが選択されており、周波数
出力割り当て パラメータ(→  106)でプロセス変数が選択されていること。

0.0～10 000.0 Hz

0.0 Hz周波数の最大値

動作モード パラメータ
最大周波数を入力。
(→  103)で周波数 オプショ
ンが選択されており、周波数
出力割り当て パラメータ(→  106)でプロセス変数が選択されていること。

0.0～10 000.0 Hz

10 000.0 Hz

最小周波数の時測定する値

動作モード パラメータ
最小周波数に対する測定値を(→  103)で周波数 オプショ 入力。
ンが選択されており、周波数
出力割り当て パラメータ(→  106)でプロセス変数が選択されていること。

符号付き浮動小数点数

国および呼び口径に応じて異なります。

最大周波数の時の値

動作モード パラメータ
最大周波数に対する測定値を(→  103)で周波数 オプショ 入力。
ンが選択されており、周波数
出力割り当て パラメータ(→  106)でプロセス変数が選択されていること。

符号付き浮動小数点数

国および呼び口径に応じて異なります。

フェールセーフモード

動作モード パラメータ
アラーム状態の時の出力動作(→  103)で周波数 オプショ の定義。
ンが選択されており、周波数
出力割り当て パラメータ(→  106)でプロセス変数が選択されていること。

• 実際の値• 決めた値• 0 Hz0 Hz

フェール時の周波数動作モード パラメータ
アラーム状態の時の周波数出(→  103)で周波数 オプショ 力の値を入力。
ンが選択されていること、周
波数出力割り当て パラメータ(→  106)でプロセス変数が選択されていること、および
フェールセーフモード パラメータで決めた値 オプションが選択されていること。

0.0～12 500.0 Hz

0.0 Hz

出力信号の反転

–

• いいえ
• はい

いいえ

*

出力信号の反転。

表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

Endress+Hauser

107

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

スイッチ出力の設定
ナビゲーション
「設定」 メニュー → パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え‣ パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え 1～n

動作モード→  108

端子番号→  108

信号モード→  108

スイッチ出力機能→  109

診断動作の割り当て→  109

リミットの割り当て→  109

流れ方向チェックの割り当て→  109

ステータスの割り当て→  110スイッチオンの値→  110スイッチオフの値→  110スイッチオンの遅延→  110スイッチオフの遅延→  110

フェールセーフモード→  110出力信号の反転→  110

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

必須条件

説明

選択 / ユーザーイン
ターフェイス / ユー
ザー入力

動作モード

–

出力をパルス、周波数またはスイッチ出力として定義。

端子番号

–

PFS（パルス/周波数/ステータ • 未使用ス)出力モジュールが使用し• 24-25 (I/O 2)ている端子番号を表示。
• 22-23 (I/O 3)

–

信号モード

–

PFS 出力のために信号モードを選択して下さい。

パッシブ

108

• パルス
• 周波数
• スイッチ出力

工場出荷時設定• パッシブ• アクティブ *• Passive NE

パルス

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ

必須条件

設定

説明

選択 / ユーザーイン
ターフェイス / ユー
ザー入力

工場出荷時設定

スイッチ出力機能

動作モード パラメータでスイ スイッチ出力の機能を選択。
ッチ出力 オプションが選択されていること。

• オフ
オフ
• オン
• 診断動作• リミット• 流れ方向チェック• ステータス

診断動作の割り当て• 動作モード パラメータでスイッチ出力の診断動作を選スイッチ出力 オプション択。
が選択されていること。
• スイッチ出力機能 パラメータで診断動作 オプショ
ンが選択されていること。

• アラーム• アラーム + 警告
• 警告

リミットの割り当て• 動作モード パラメータで、 リミット機能のためのプロセ
スイッチ出力 オプション
ス変数の選択。
が選択されていること。
• スイッチ出力機能 パラメータで、リミット オプショ
ンが選択されていること。

• 質量流量
体積流量• 体積流量• 基準体積流量 *• 固形分質量流量 *• 搬送液質量流量 *• 固形分体積流量 *• 搬送液体積流量 *• 固形分基準体積流量*• 搬送液基準体積流量*• 密度• 基準密度 *• 基準密度代替 *• GSV 流量 *• GSV 流量代替 *• NSV 流量 *• NSV 流量代替 *• S&W 体積流量 *• Water cut *• オイル密度 *• 水密度 *• オイルの質量流量*• 水の質量流量 *• オイルの体積流量*• 水の体積流量 *• オイルの基準体積
流量 *• 水の基準体積流量*• 濃度 *• 温度• 積算計 1
• 積算計 2
• 積算計 3• 振動ダンピング• 圧力• アプリケーション
固有の出力 0 *• アプリケーション
固有の出力 1 *• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標 *流れ方向チェックの割り当て• 動作モード パラメータで
流れ方向の監視のためのプロスイッチ出力 オプション
セス変数を選択。
が選択されていること。
• スイッチ出力機能 パラメータで流れ方向チェック
オプションが選択されてい
ること。

• オフ
• 体積流量• 質量流量• 基準体積流量 *Endress+Hauser

アラーム

質量流量

109

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ

必須条件

説明

ステータスの割り当て• 動作モード パラメータでスイッチ出力 オプションが選択されていること。
• スイッチ出力機能 パラメータでステータス オプシ
ョンが選択されていること。

スイッチ出力するデバイスス
テータスの選択。

スイッチオンの値• 動作モード パラメータでスイッチオンポイントの測定
スイッチ出力 オプション
値を入力します。
が選択されていること。
• スイッチ出力機能 パラメ
ータでリミット オプショ
ンが選択されていること。

符号付き浮動小数点数

国に応じて異なります。
• 0 kg/h• 0 lb/min

スイッチオフの値• 動作モード パラメータでスイッチオフポイントの測定
スイッチ出力 オプション
値を入力します。
が選択されていること。
• スイッチ出力機能 パラメ
ータでリミット オプショ
ンが選択されていること。

符号付き浮動小数点数

国に応じて異なります。
• 0 kg/h• 0 lb/min

スイッチオンの遅延• 動作モード パラメータでステータス出力をスイッチオ
スイッチ出力 オプション
ンする遅延時間を定義。
が選択されていること。
• スイッチ出力機能 パラメ
ータでリミット オプショ
ンが選択されていること。

0.0～100.0 秒

0.0 秒

スイッチオフの遅延• 動作モード パラメータでステータス出力をスイッチオ
スイッチ出力 オプション
フする遅延時間を定義。
が選択されていること。
• スイッチ出力機能 パラメ
ータでリミット オプショ
ンが選択されていること。

0.0～100.0 秒

0.0 秒

フェールセーフモード–

アラーム状態の時の出力動作の定義。

• 実際のステータス オープン
• オープン• クローズ

出力信号の反転–

出力信号の反転。

• いいえ
• はい

*

選択 / ユーザーイン
ターフェイス / ユー
ザー入力

工場出荷時設定• 非満管の検出
非満管の検出• ローフローカット
オフ• バイナリ出力 *• バイナリ出力 *• バイナリ出力 *いいえ

表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

10.5.11 リレー出力の設定
リレー出力 ウィザード を使用すると、リレー出力の設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。
ナビゲーション
「設定」 メニュー → リレー出力 1～n‣ リレー出力 1～n

110

端子番号

→  111

リレーの機能→  111

流れ方向チェックの割り当て→  111

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

設定

リミットの割り当て→  112

診断動作の割り当て→  112

ステータスの割り当て→  112スイッチオフの値→  112スイッチオフの遅延→  112スイッチオンの値→  113

スイッチオンの遅延→  113

フェールセーフモード→  113

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

必須条件

説明

ユーザーインターフェイス / 選択 / ユー
ザー入力

工場出荷時設定

端子番号–

リレー出力モジュールが使用している端子番号を表示。

• 未使用• 24-25 (I/O 2)• 22-23 (I/O 3)

リレーの機能–リレー出力の機能を選択。

• クローズクローズ• オープン• 診断動作• リミット• 流れ方向チェック• ステータス

流れ方向チェックの割り当て

リレーの機能 パラメータで流 流れ方向の監視のためのプロ
れ方向チェック オプションが セス変数を選択。
選択されていること。

Endress+Hauser• オフ• 体積流量• 質量流量• 基準体積流量 *

–

質量流量

111

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ

必須条件

説明

ユーザーインターフェイス / 選択 / ユー
ザー入力

工場出荷時設定

リミットの割り当て

リレーの機能 パラメータでリ リミット機能のためのプロセ
ミット オプションが選択され ス変数の選択。
ていること。

• 質量流量
質量流量• 体積流量• 基準体積流量 *• 固形分質量流量 *• 搬送液質量流量 *• 固形分体積流量 *• 搬送液体積流量 *• 固形分基準体積流量*• 搬送液基準体積流量*• 密度• 基準密度 *• 基準密度代替 *• GSV 流量 *• GSV 流量代替 *• NSV 流量 *• NSV 流量代替 *• S&W 体積流量 *• Water cut *• オイル密度 *• 水密度 *• オイルの質量流量*• 水の質量流量 *• オイルの体積流量*• 水の体積流量 *• オイルの基準体積
流量 *• 水の基準体積流量*• 濃度 *• 温度• 積算計 1
• 積算計 2
• 積算計 3• 振動ダンピング• 圧力• アプリケーション
固有の出力 0 *• アプリケーション
固有の出力 1 *• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標 *診断動作の割り当て

リレーの機能 パラメータで診 スイッチ出力の診断動作を選
断動作 オプションが選択され 択。
ていること。

• アラーム• アラーム + 警告
• 警告

ステータスの割り当て

リレーの機能 パラメータでデ スイッチ出力するデバイスス
ィジタル出力 オプションが選 テータスの選択。
択されていること。

• 非満管の検出
非満管の検出• ローフローカット
オフ• バイナリ出力 *• バイナリ出力 *• バイナリ出力 *スイッチオフの値

リレーの機能 パラメータでリ スイッチオフポイントの測定
ミット オプションが選択され 値を入力します。
ていること。

符号付き浮動小数点数

国に応じて異なります：• 0 kg/h• 0 lb/min

スイッチオフの遅延

リレーの機能 パラメータでリ ステータス出力をスイッチオ
ミット オプションが選択され フする遅延時間を定義。
ていること。

0.0～100.0 秒

0.0 秒

112

アラーム

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ

設定

必須条件

説明

ユーザーインターフェイス / 選択 / ユー
ザー入力

工場出荷時設定

スイッチオンの値

リレーの機能 パラメータでリ スイッチオンポイントの測定
ミット オプションが選択され 値を入力します。
ていること。

符号付き浮動小数点数

国に応じて異なります：• 0 kg/h• 0 lb/min

スイッチオンの遅延

リレーの機能 パラメータでリ ステータス出力をスイッチオ
ミット オプションが選択され ンする遅延時間を定義。
ていること。

0.0～100.0 秒

0.0 秒

フェールセーフモード–• 実際のステータス オープン
• オープン• クローズ*

アラーム状態の時の出力動作の定義。

表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

10.5.12 現場表示器の設定
表示 ウィザード を使用すると、現場表示器の設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。
ナビゲーション
「設定」 メニュー → 表示

‣ 表示

Endress+Hauser

表示形式→  1141 の値表示→  115バーグラフ 0%の値 1→  116バーグラフ 100%の値 1→  1162 の値表示→  1163 の値表示→  116バーグラフ 0%の値 3→  116バーグラフ 100%の値 3→  1164 の値表示→  1165 の値表示→  1166 の値表示→  1167 の値表示→  1168 の値表示→  116

113

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ
表示形式

114

必須条件
現場表示器があること。

説明選択 / ユーザー入力

工場出荷時設定

測定値のディスプレイへの表
示方法を選択。

• 1 つの値、最大サイズ• 1 つの値 + バーグ
ラフ• 2 つの値• 1 つの値はサイズ
大＋ 2 つの値• 4 つの値

1 つの値、最大サイズ

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ
1 の値表示Endress+Hauser

必須条件
現場表示器があること。

設定

説明選択 / ユーザー入力

工場出荷時設定

ローカル ディスプレイに表示 • 質量流量
質量流量
する測定値を選択。
• 体積流量• 基準体積流量 *• 密度• 基準密度 *• 温度• 圧力• 積算計 1
• 積算計 2
• 積算計 3
• GSV 流量 *• GSV 流量代替 *• NSV 流量 *• NSV 流量代替 *• S&W 体積流量 *• 基準密度代替 *• 加重密度平均 *• 加重温度平均 *• Water cut *• オイル密度 *• 水密度 *• オイルの質量流量*• 水の質量流量 *• オイルの体積流量*• 水の体積流量 *• オイルの基準体積
流量 *• 水の基準体積流量*• 濃度 *• 固形分質量流量 *• 搬送液質量流量 *• 固形分体積流量 *• 搬送液体積流量 *• 固形分基準体積流量*• 搬送液基準体積流量*• アプリケーション
固有の出力 0 *• アプリケーション
固有の出力 1 *• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標 *• HBSI *• 質量流量生値• コイル電流 0• 振動ダンピング 0• 振動ダンピングの変動 0 *• 振動周波数 0• 周波数変動 0 *• 振動振幅 0 *• 信号の非対称性• ねじれの信号の非対称性 *• 保護容器の温度 *• 電気部内温度• センサーインデッ
クスコイル非対称性• テストポイント 0• テストポイント 1• 電流出力 1• 電流出力 2 *• 電流出力 3 *

115

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ

必須条件

説明

選択 / ユーザー入力

工場出荷時設定

バーグラフ 0%の値 1

現場表示器があること。

バーグラフ 0% の値を入力。

符号付き浮動小数点数

国に応じて異なります。
• 0 kg/h• 0 lb/min

バーグラフ 100%の値 1

現場表示器があること。

バーグラフ 100% の値を入力。

符号付き浮動小数点数

国および呼び口径に応じて異なります

2 の値表示

現場表示器があること。

ローカル ディスプレイに表示 選択リストについて なし
する測定値を選択。
は、 1 の値表示 パラ
メータ (→  115)を参照してください。

3 の値表示

現場表示器があること。

ローカル ディスプレイに表示 選択リストについて なし
する測定値を選択。
は、 1 の値表示 パラ
メータ (→  115)を参照してください。

バーグラフ 0%の値 33 の値表示 パラメータで測定 バーグラフ 0% の値を入力。
値が選択されていること。

符号付き浮動小数点数

国に応じて異なります。
• 0 kg/h• 0 lb/min

バーグラフ 100%の値 33 の値表示 パラメータで選択 バーグラフ 100% の値を入していること。
力。

符号付き浮動小数点数

04 の値表示

現場表示器があること。

ローカル ディスプレイに表示 選択リストについて なし
する測定値を選択。
は、 1 の値表示 パラ
メータ (→  115)を参照してください。

5 の値表示

現場表示器があること。

ローカル ディスプレイに表示 選択リストについて なし
する測定値を選択。
は、 1 の値表示 パラ
メータ (→  115)を参照してください。

6 の値表示

現場表示器があること。

ローカル ディスプレイに表示 選択リストについて なし
する測定値を選択。
は、 1 の値表示 パラ
メータ (→  115)を参照してください。

7 の値表示

現場表示器があること。

ローカル ディスプレイに表示 選択リストについて なし
する測定値を選択。
は、 1 の値表示 パラ
メータ (→  115)を参照してください。

8 の値表示

現場表示器があること。

ローカル ディスプレイに表示 選択リストについて なし
する測定値を選択。
は、 1 の値表示 パラ
メータ (→  115)を参照してください。

*

116

表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

設定

10.5.13 ローフローカットオフの設定
ローフローカットオフ ウィザードを使用すると、ローフローカットオフの設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。
ナビゲーション
「設定」 メニュー → ローフローカットオフ‣ ローフローカットオフ
プロセス変数の割り当て→  117

ローフローカットオフ

オンの値→  117

ローフローカットオフ

オフの値→  117→  117

プレッシャショックの排除

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

必須条件

プロセス変数の割り当て–

説明

選択 / ユーザー入力

工場出荷時設定

ロー フロー カット オフに割り当てるプロセス変数を選択。

• オフ• 質量流量• 体積流量• 基準体積流量 *

質量流量

ローフローカットオフ

オンの値

プロセス変数の割り当て パラ ロー フロー カット オフがオ
メータ (→  117)でプロセス ンになる値を入力。
変数が選択されていること。

正の浮動小数点数

国および呼び口径に応じて異なります。

ローフローカットオフ

オフの値

プロセス変数の割り当て パラ ロー フロー カット オフをオ
メータ (→  117)で、プロセ フにする値を入力。
ス変数が選択されていること。

0～100.0 %50 %プロセス変数の割り当て パラ 大きな圧力変動時の信号抑制 0～100 秒
メータ (→  117)で、プロセ (= プレッシャショックさプレ
ス変数が選択されているこス) の期間を入力。
と。

0秒

プレッシャショックの排除*

表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

Endress+Hauser

117

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

10.5.14 非満管検出の設定
非満管検出ウィザードを使用すると、パイプの空検知の設定に必要なすべてのパラメー
タを体系的に設定できます。
ナビゲーション
「設定」 メニュー → 非満管の検出‣ 非満管の検出
プロセス変数の割り当て→  118

非満管検出の下側の閾値→  118

非満管検出の上側の閾値→  118

非満管検出までの応答時間→  118

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

必須条件

プロセス変数の割り当て–

非満管検出の下側の閾値

説明

工場出荷時設定• オフ• 密度• 算出基準密度

オフ

プロセス変数の割り当て パラ 部分的に充填されたパイプのメータ (→  118)でプロセス 検出を無効にする下限値を入変数が選択されていること。 力。

符号付き浮動小数点数

国に応じて異なります。
• 200 kg/m3• 12.5 lb/ft3

非満管検出の上側の閾値

プロセス変数の割り当て パラ 部分的に充填されたパイプのメータ (→  118)でプロセス 検出を無効にする上限値を入変数が選択されていること。 力。

符号付き浮動小数点数

国に応じて異なります。
• 6 000 kg/m3• 374.6 lb/ft3

非満管検出までの応答時間

プロセス変数の割り当て パラ
メータ (→  118)で、プロセス変数が選択されていること。

118

部分的に充填されたパイプの検出に割り当てるプロセス変数を選択。

選択 / ユーザー入力

この機能を使用して、測定管 0～100 秒
が非満管または空の場合に診
断メッセージ S962「非満管」を出力するまでの信号の最小継続時間（待機時間）を入力
します。

1秒

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

10.6

設定

高度な設定

高度な設定 サブメニューとそのサブメニューには、特定の設定に必要なパラメータが含まれています。
「高度な設定」 サブメニューへのナビゲーション
XXXXXXXXX

20.50
mA
1.

0104-1Main menu
Display language

EnglishDisplay/operat.
Setup
Main menu
Display/operat.
Setup

2.

Diagnostic/ ../Setup
Medium selection

3.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX/ ../Setup
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Advanced setup

4.

/ ../Advanced setup
Ent. access code5.

Device tag
Def. access code0092-1****
A0032223-JA

サブメニューの数は機器バージョンに応じて異なります。一部のサブメニューは取扱説明書に記載されていません。これらのサブメニューおよびそれに含まれるパラメータについては、機器の個別説明書に説明が記載されています。
ナビゲーション
「設定」 メニュー → 高度な設定‣ 高度な設定

Endress+Hauser

アクセスコード入力 (0003)→  120‣ 計算値→  120‣ センサの調整→  121‣ 積算計 1～n→  127‣ 表示→  129

119

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

10.6.1‣ WLAN 設定→  135‣ 粘度→  137‣ 濃度→  137‣ 石油→  138‣ Heartbeat 設定→  138‣ 設定のバックアップ→  138‣ 管理→  139

アクセスコードの入力のためのパラメータを使用

ナビゲーション
「設定」 メニュー → 高度な設定
パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ
アクセスコード入力

説明
書き込み禁止を解除するためにアクセスコードを入力。

10.6.2

ユーザー入力数字、英字、特殊文字から成る最大 16 桁の文字列計算されたプロセス変数

計算値サブメニューには、基準体積流量の計算に必要なパラメータがすべて含まれています。
「アプリケーションパッケージ」、オプション EJ「石油」の 石油モード パラメータ
で、API 基準補正 オプション、Net oil & water cut オプション または ASTM D4311
オプション オプションのいずれかが選択されている場合、計算値 サブメニュー は使用できません。
ナビゲーション
「設定」 メニュー → 高度な設定 → 計算値‣ 計算値‣ 基準体積流量の計算

120→  121

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

設定「基準体積流量の計算」 サブメニュー
ナビゲーション
「設定」 メニュー → 高度な設定 → 計算値 → 基準体積流量の計算‣ 基準体積流量の計算
基準密度の選択 (1812)→  121

外部入力の基準密度 (6198)→  121固定基準密度 (1814)→  121

基準温度 (1816)→  121

1 次熱膨張係数 (1817)→  121

2 次熱膨脹係数 (1818)→  121

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

必須条件

説明

選択 / ユーザーイン
ターフェイス / ユー
ザー入力

工場出荷時設定基準密度の選択–

基準体積流量計算のための基準密度を選択。

• 固定基準密度算出基準密度• 算出基準密度• 外部入力の基準密度• 電流入力 1 *• 電流入力 2 *外部入力の基準密度–

外部入力の基準密度を表示。

符号を含む浮動小数点数–

固定基準密度

基準体積流量の計算 パラメー 基準密度の固定値を入力。
タで固定基準密度 オプションが選択されていること。

正の浮動小数点数

1 kg/Nl

基準温度

基準体積流量の計算 パラメー 基準密度計算のための基準温タで算出基準密度 オプション 度を入力。
が選択されていること。

–273.15～99 999 °C

国に応じて異なります：• +20 °C
• +68 °F

1 次熱膨張係数

基準体積流量の計算 パラメー 基準密度計算のための被測定タで算出基準密度 オプション 物固有の線膨張係数を入力。
が選択されていること。

符号付き浮動小数点数

0.0 1/K

2 次熱膨脹係数

基準体積流量の計算 パラメー 非線形膨張の場合: 基準密度
タで算出基準密度 オプション 計算のための被測定物固有のが選択されていること。
2 次膨張係数を入力。

符号付き浮動小数点数

0.0 1/K²*

表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

10.6.3センサの調整の実施

センサの調整サブメニューには、センサの機能に関係するパラメータが含まれます。

Endress+Hauser

121

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

ナビゲーション
「設定」 メニュー → 高度な設定 → センサの調整‣ センサの調整設置方向→  122‣ ゼロの検証→  125‣ ゼロ調整→  126

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ
設置方向

説明
流れ方向の符号を選びます。

選択• 正方向流量• 逆方向の流量

工場出荷時設定
正方向流量

密度調整
密度調整の場合、高いレベルの精度を達成できるのは、調整ポイントにおいて、密度と温度が対応する場合に限られます。しかし、密度調整の精度はそもそも、提供される基準測定データの品質と同程度にしかなりません。そのため、これは高精度
密度校正の代わりにはなりません。
密度調整の実行調整を行う前に以下の点に注意してください。
• 動作条件の変動が小さく、密度調整を動作条件下で実施した場合にのみ、密度調整は有用です。
• 密度調整はユーザー固有のスロープおよびオフセットを使用して内部で計算した密度値をスケーリングします。
• 1 点または 2 点密度調整を実行することが可能です。
• 2 点密度調整の場合は、2 つのターゲット密度値の間に 0.2 kg/l 以上の差が必要です。
• 基準測定物には気体が含まれないか、または、含まれる気体が圧縮されるように加圧しなければなりません。
• 基準密度測定は、プロセス内の流体温度と同じ温度で実施しなければなりません。そうでない場合は、正確な密度調整になりません。
• 密度調整に起因する補正は、元に戻す オプションで削除できます。
「1 点調整」 オプション

122

1.

密度調整モード パラメータで 1 点調整 オプションを選択し、確定します。

2.

密度調整 1 の値 パラメータで密度値を入力し、確定します。
 密度調整の実行 パラメータ で以下のオプションが使用できるようになります。
Ok
密度 1 の測定中 オプション
元に戻す

3.

密度 1 の測定中 オプションを選択し、確定します。

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

設定

4.

ディスプレイの 進行中 パラメータ で 100% に達し、密度調整の実行 パラメータに Ok オプション が表示されたら、確定します。
 密度調整の実行 パラメータ で以下のオプションが使用できるようになりま
す。
Ok
計算
キャンセル

5.

計算 オプションを選択し、確定します。

調整が正常に完了すると、密度調整係数 パラメータ、密度調整のオフセット パラメー
タ、および、これらから計算された値がディスプレイに表示されます。
「2 点調整」 オプション
1.

密度調整モード パラメータで 2 点調整 オプションを選択し、確定します。

2.

密度調整 1 の値 パラメータで密度値を入力し、確定します。

3.

密度調整 2 の値 パラメータで密度値を入力し、確定します。
 密度調整の実行 パラメータ で以下のオプションが使用できるようになります。
Ok
密度 1 の測定中元に戻す

4.

密度 1 の測定中 オプションを選択し、確定します。
 密度調整の実行 パラメータ で以下のオプションが使用できるようになります。
Ok
密度 2 の測定中元に戻す

5.

密度 2 の測定中 オプションを選択し、確定します。
 密度調整の実行 パラメータ で以下のオプションが使用できるようになりま
す。
Ok
計算
キャンセル

6.

計算 オプションを選択し、確定します。

密度調整エラー オプションが密度調整の実行 パラメータに表示された場合、このオプションを呼び出してキャンセル オプションを選択します。密度調整がキャンセルされ、繰り返すことが可能です。
調整が正常に完了すると、密度調整係数 パラメータ、密度調整のオフセット パラメー
タ、および、これらから計算された値がディスプレイに表示されます。
ナビゲーション
「エキスパート」 メニュー → センサ → センサの調整 → 密度調整

‣ 密度調整Endress+Hauser

密度調整モード→  124

密度調整 1 の値→  124

密度調整 2 の値→  124

密度調整の実行→  124

123

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

進行中→  124

密度調整係数→  124

密度調整のオフセット→  124

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

必須条件

説明

選択 / ユーザー入力 / ユーザーインターフェイス

工場出荷時設定

密度調整モード–

工場設定を補正するためのフィールド密度調整の手法を選択します。

• 1 点調整• 2 点調整

密度調整 1 の値–

最初の基準流体の密度を入力します。

入力は、密度単位 パ 1 kg/l
ラメータ (0555)で選択した単位に応じて異なります。

密度調整 2 の値

密度調整モード パラメータ
2 つ目の基準流体の密度を入で、2 点調整 オプションが選 力します。
択されていること。

入力は、密度単位 パ 1 kg/l
ラメータ (0555)で選択した単位に応じて異なります。

密度調整の実行–

密度調整で実施する次のステップを選択します。

• キャンセル *• 進行中 *• Ok *• 密度調整エラー *• 密度 1 の測定中 *• 密度 2 の測定中 *• 計算 *• 元に戻す *

Ok

進行中

–

プロセスの進行状態を見る。

0～100 %–

密度調整係数–計算された密度の補正係数を示します。

符号付き浮動小数点数

1

密度調整のオフセット–計算された密度の補正オフセ
ットを示します。

符号付き浮動小数点
数

0

*

1 点調整

表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

ゼロ点検証およびゼロ調整
すべての機器は、最新技術に従って校正が実施されています。校正は、基準条件下で行
われています→  269。そのため、現場でのゼロ調整は、通常は必要ありません。
次のような特別な場合にのみ、ゼロ調整の実施を推奨します。
• 低流量でも最高の測定精度が要求される場合• 過酷なプロセス条件または動作条件の場合（例：非常に高いプロセス温度または非常に高粘度の流体）代表的なゼロ点を取得するには、以下を確保する必要があります。
• 調整中の機器内の流れを防止すること• プロセス条件（例：圧力、温度）が代表的なものであり、安定していること

124

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

設定

以下のプロセス条件が存在する場合、ゼロ点検証およびゼロ調整は実行できません。
• 気泡システムが測定物で十分に洗い流されていることを確認します。繰り返し洗い流す
ことで気泡を除去できます。
• 熱循環
温度差がある場合（例：計測チューブの入口と出口の間）、機器内の熱循環により、バルブが閉じていても誘起流が発生する可能性があります。
• バルブの漏れバルブに気密性がないと、ゼロ点を決定する際に流れを十分に防ぐことができません。
これらの状況を回避できない場合は、ゼロ点を工場設定のままにすることを推奨します。
ゼロ点検証
ゼロ点は、ゼロの検証 ウィザードで確認できます。
ナビゲーション
「設定」 メニュー → 高度な設定 → センサの調整 → ゼロの検証‣ ゼロの検証
プロセスの状態→  125

進行中→  125

ステータス→  126

追加情報→  126推奨:→  126

根本原因→  126

中止の原因→  126

測定したゼロ点→  126

ゼロ点の標準偏差→  126

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

選択 / ユーザーインターフェ
イス

プロセスの状態

次のようなプロセス条件を確保します。

• 計測チューブは満管• プロセス圧力がかかっている• 流れがない状態(バルブ全閉)• プロセスと周囲温度が安定
している

–

進行中

プロセスの進行状態を見る。

0～100 %–

Endress+Hauser

工場出荷時設定125

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ

説明

選択 / ユーザーインターフェ
イス
• 進行中
• エラー
• 完了

工場出荷時設定ステータス

プロセスの状態を表示します。

–

追加情報

追加情報を表示するかどうかを示します。 • 非表示
• 表示

非表示

推奨:

調整が推奨されるかを示します。測定した • ゼロ点調整を行わない
ゼロ点が現在のゼロ点から大きく離れてい • ゼロ点を調整する
た場合のみ推奨します。

–

中止の原因

ウイザードが中止された理由を示します。 • プロセス状態を確認！
• 技術的な問題が発生

–

根本原因

診断と対処を表示します。

• ゼロ点が大きすぎる。流れが無いこと。
• ゼロ点が不安定。流れがな
いこと。
• 変動が大きい。2 相流体を避ける。

–

測定したゼロ点調整のために測定したゼロ点を表示します。

符号付き浮動小数点数–

ゼロ点の標準偏差測定したゼロ点の標準偏差を表示します。 正の浮動小数点数–

ゼロ調整
ゼロ点は、ゼロ調整 ウィザードで調整できます。
• ゼロ調整の前にゼロ点検証を実行する必要があります。
• ゼロ点は手動で調整することも可能です。エキスパート → センサ → 校正
ナビゲーション
「設定」 メニュー → 高度な設定 → センサの調整 → ゼロ調整

‣ ゼロ調整126

プロセスの状態→  127

進行中→  127ステータス→  127

根本原因→  127

中止の原因→  127

根本原因→  127

測定したゼロ点の信頼度→  127

追加情報→  127

測定したゼロ点の信頼度→  127

測定したゼロ点→  127

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

設定

ゼロ点の標準偏差→  127

動作を選択→  127

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

選択 / ユーザーインターフェ
イス

プロセスの状態

次のようなプロセス条件を確保します。

• 計測チューブは満管• プロセス圧力がかかっている• 流れがない状態(バルブ全閉)• プロセスと周囲温度が安定
している

–

進行中

プロセスの進行状態を見る。

0～100 %–

ステータス

プロセスの状態を表示します。

• 進行中
• エラー
• 完了

–

中止の原因

ウイザードが中止された理由を示します。 • プロセス状態を確認！
• 技術的な問題が発生

–

根本原因

診断と対処を表示します。

• ゼロ点が大きすぎる。流れが無いこと。
• ゼロ点が不安定。流れがな
いこと。
• 変動が大きい。2 相流体を避ける。

–

測定したゼロ点の信頼度測定したゼロ点の信頼度を示します。

• 未完了
• 良好
• 不確か

–

追加情報

追加情報を表示するかどうかを示します。 • 非表示
• 表示

非表示

測定したゼロ点調整のために測定したゼロ点を表示します。

–

ゼロ点の標準偏差測定したゼロ点の標準偏差を表示します。 正の浮動小数点数

–

動作を選択

適用するゼロ点の値を選択します。

現在のゼロ点を維持*

符号付き浮動小数点数• 復元• 現在のゼロ点を維持• 測定したゼロ点を適用• 工場のゼロ点を適用 *工場出荷時設定

表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

10.6.4

積算計の設定「積算計 1～n」 サブメニュー で個別の積算計を設定できます。
ナビゲーション
「設定」 メニュー → 高度な設定 → 積算計 1～n‣ 積算計 1～n
プロセス変数の割り当て 1～n(11104–1～n)Endress+Hauser→  128

127

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

プロセス変数の単位 1～n(11107–1～n)→  128

積算計 1～n の動作モード(11102–1～n)→  128

積算計 1～n の操作 (11101–1～n)→  128

積算計 1～n アラーム時動作(11103–1～n)→  128

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

選択

工場出荷時設定

プロセス変数の割り当て 1～n

積算計に割り当てるプロセス変数を選択。 • 質量流量
• 体積流量• 基準体積流量 *• 固形分質量流量 *• 搬送液質量流量 *• 固形分体積流量 *• 搬送液体積流量 *• 固形分基準体積流量 *• 搬送液基準体積流量 *• GSV 流量 *• GSV 流量代替 *• NSV 流量 *• NSV 流量代替 *• S&W 体積流量 *• オイルの質量流量 *• 水の質量流量 *• オイルの体積流量 *• 水の体積流量 *• オイルの基準体積流量 *• 水の基準体積流量 *• 質量流量生値

質量流量

プロセス変数の単位 1～n

積算計のプロセス変数の単位を選択します。

kg

積算計 1～n の動作モード

積算計の動作モードを選択します。例、正 • 正味
方向のみ積算または逆方向のみ積算。
• 正方向
• 逆方向

正方向

積算計 1～n の操作

積算計を操作します。

積算開始

積算計 1～n アラーム時動作

機器アラーム時の積算計の動作を選択しま • ホールドす。
• 継続
• 最後の有効な値 + 継続*

128

単位の選択リスト• リセット + ホールド
• プリセット + ホールド• ホールド• 積算開始継続

表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

10.6.5設定

表示の追加設定

表示 サブメニュー を使用して、現場表示器の設定に関するすべてのパラメータを設定できます。
ナビゲーション
「設定」 メニュー → 高度な設定 → 表示

‣ 表示

Endress+Hauser

表示形式→  1311 の値表示→  132

バーグラフ 0%の値 1→  133

バーグラフ 100%の値 1→  133

小数点桁数 1

→  133

2 の値表示→  133

小数点桁数 2

→  133

3 の値表示→  133

バーグラフ 0%の値 3→  133

バーグラフ 100%の値 3→  133

小数点桁数 3→  133

4 の値表示→  133

小数点桁数 4→  133

5 の値表示→  133

バーグラフ 0%の値 5→  133

バーグラフ 100%の値 5→  134

小数点桁数 5→  1346 の値表示→  134

小数点桁数 6

→  1347 の値表示→  134

129

設定

130

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

バーグラフ 0%の値 7→  134

バーグラフ 100%の値 7→  134

小数点桁数 7→  1348 の値表示→  134

小数点桁数 8→  134

Display language→  135

表示間隔→  135

表示のダンピング→  135

ヘッダー→  135

ヘッダーテキスト→  135

区切り記号→  135

バックライト→  135

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

設定

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ
表示形式

Endress+Hauser

必須条件
現場表示器があること。

説明選択 / ユーザー入力

工場出荷時設定

測定値のディスプレイへの表
示方法を選択。

• 1 つの値、最大サイズ• 1 つの値 + バーグ
ラフ• 2 つの値• 1 つの値はサイズ
大＋ 2 つの値• 4 つの値

1 つの値、最大サイ
ズ

131

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ
1 の値表示132

必須条件
現場表示器があること。

説明選択 / ユーザー入力

工場出荷時設定

ローカル ディスプレイに表示 • 質量流量
質量流量
する測定値を選択。
• 体積流量• 基準体積流量 *• 密度• 基準密度 *• 温度• 圧力• 積算計 1
• 積算計 2
• 積算計 3
• GSV 流量 *• GSV 流量代替 *• NSV 流量 *• NSV 流量代替 *• S&W 体積流量 *• 基準密度代替 *• 加重密度平均 *• 加重温度平均 *• Water cut *• オイル密度 *• 水密度 *• オイルの質量流量*• 水の質量流量 *• オイルの体積流量*• 水の体積流量 *• オイルの基準体積
流量 *• 水の基準体積流量*• 濃度 *• 固形分質量流量 *• 搬送液質量流量 *• 固形分体積流量 *• 搬送液体積流量 *• 固形分基準体積流量*• 搬送液基準体積流量*• アプリケーション
固有の出力 0 *• アプリケーション
固有の出力 1 *• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標 *• HBSI *• 質量流量生値• コイル電流 0• 振動ダンピング 0• 振動ダンピングの変動 0 *• 振動周波数 0• 周波数変動 0 *• 振動振幅 0 *• 信号の非対称性• ねじれの信号の非対称性 *• 保護容器の温度 *• 電気部内温度• センサーインデッ
クスコイル非対称性• テストポイント 0• テストポイント 1• 電流出力 1• 電流出力 2 *• 電流出力 3 *Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ

必須条件

設定

説明

選択 / ユーザー入力

工場出荷時設定

バーグラフ 0%の値 1

現場表示器があること。

バーグラフ 0% の値を入力。

符号付き浮動小数点数

国に応じて異なります。
• 0 kg/h• 0 lb/min

バーグラフ 100%の値 1

現場表示器があること。

バーグラフ 100% の値を入力。

符号付き浮動小数点数

国および呼び口径に応じて異なります

小数点桁数 11 の値表示 パラメータで測定 表示値の小数点以下の桁数を値が設定されていること。
選択。

• x
• x.x
• x.xx• x.xxx• x.xxxx• x.xxxxx• x.xxxxxx

x.xx

2 の値表示

現場表示器があること。

小数点桁数 22 の値表示 パラメータで測定 表示値の小数点以下の桁数を値が設定されていること。
選択。

3 の値表示

現場表示器があること。

バーグラフ 0%の値 33 の値表示 パラメータで測定 バーグラフ 0% の値を入力。
値が選択されていること。

符号付き浮動小数点数

国に応じて異なります。
• 0 kg/h• 0 lb/min

バーグラフ 100%の値 33 の値表示 パラメータで選択 バーグラフ 100% の値を入していること。
力。

符号付き浮動小数点数

0

小数点桁数 33 の値表示 パラメータで測定 表示値の小数点以下の桁数を値が設定されていること。
選択。

• x
• x.x
• x.xx• x.xxx• x.xxxx• x.xxxxx• x.xxxxxx

x.xx

4 の値表示

現場表示器があること。

小数点桁数 44 の値表示 パラメータで測定 表示値の小数点以下の桁数を値が設定されていること。
選択。

5 の値表示

現場表示器があること。

バーグラフ 0%の値 55 の値表示 パラメータで選択 バーグラフ 0% の値を入力。
項目が選択されていること。

Endress+Hauser

ローカル ディスプレイに表示 選択リストについて なし
する測定値を選択。
は、 1 の値表示 パラ
メータ (→  115)を参照してください。
• x• x.x• x.xx• x.xxx• x.xxxx• x.xxxxx• x.xxxxxx

x.xx

ローカル ディスプレイに表示 選択リストについて なし
する測定値を選択。
は、 1 の値表示 パラ
メータ (→  115)を参照してください。

ローカル ディスプレイに表示 選択リストについて なし
する測定値を選択。
は、 1 の値表示 パラ
メータ (→  115)を参照してください。
• x• x.x• x.xx• x.xxx• x.xxxx• x.xxxxx• x.xxxxxx

x.xx

ローカル ディスプレイに表示 選択リストについて なし
する測定値を選択。
は、 1 の値表示 パラ
メータ (→  115)を参照してください。
符号付き浮動小数点数

国に応じて異なります。
• 0 kg/h• 0 lb/min

133

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ

必須条件

説明

選択 / ユーザー入力

工場出荷時設定

バーグラフ 100%の値 55 の値表示 パラメータで選択 バーグラフ 100% の値を入項目が選択されていること。 力。

符号付き浮動小数点数

0

小数点桁数 55 の値表示 パラメータで測定 表示値の小数点以下の桁数を値が設定されていること。
選択。

• x
• x.x
• x.xx• x.xxx• x.xxxx• x.xxxxx• x.xxxxxx

x.xx

6 の値表示

現場表示器があること。

小数点桁数 66 の値表示 パラメータで測定 表示値の小数点以下の桁数を値が設定されていること。
選択。

7 の値表示

現場表示器があること。

バーグラフ 0%の値 77 の値表示 パラメータで選択 バーグラフ 0% の値を入力。
項目が選択されていること。

符号付き浮動小数点数

国に応じて異なります。
• 0 kg/h• 0 lb/min

バーグラフ 100%の値 77 の値表示 パラメータで選択 バーグラフ 100% の値を入項目が選択されていること。 力。

符号付き浮動小数点数

0

小数点桁数 77 の値表示 パラメータで測定 表示値の小数点以下の桁数を値が設定されていること。
選択。

• x
• x.x
• x.xx• x.xxx• x.xxxx• x.xxxxx• x.xxxxxx

x.xx

8 の値表示

現場表示器があること。

小数点桁数 88 の値表示 パラメータで測定 表示値の小数点以下の桁数を値が設定されていること。
選択。

134

ローカル ディスプレイに表示 選択リストについて なし
する測定値を選択。
は、 1 の値表示 パラ
メータ (→  115)を参照してください。
• x• x.x• x.xx• x.xxx• x.xxxx• x.xxxxx• x.xxxxxx

x.xx

ローカル ディスプレイに表示 選択リストについて なし
する測定値を選択。
は、 1 の値表示 パラ
メータ (→  115)を参照してください。

ローカル ディスプレイに表示 選択リストについて なし
する測定値を選択。
は、 1 の値表示 パラ
メータ (→  115)を参照してください。
• x• x.x• x.xx• x.xxx• x.xxxx• x.xxxxx• x.xxxxxx

x.xx

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ

設定

必須条件

説明

選択 / ユーザー入力

工場出荷時設定

Display language

現場表示器があること。

表示言語を設定。

• English• Deutsch• Français• Español• Italiano• Nederlands• Portuguesa• Polski• русский язык(Russian)• Svenska• Türkçe• 中文 (Chinese)• 日本語 (Japanese)• 한국어 (Korean)• tiếng Việt(Vietnamese)• čeština (Czech)

English（または、注文した言語を機器に
工場設定）

表示間隔

現場表示器があること。

測定値の切り替え表示の時に測定値を表示する時間を設定。

1～10 秒

5秒

表示のダンピング

現場表示器があること。

測定値の変動に対する表示の応答時間を設定。

0.0～999.9 秒

0.0 秒

ヘッダー

現場表示器があること。

ローカル ディスプレイのヘッ • デバイスのタグ
ダーの内容を選択。
• フリーテキスト

ヘッダーテキスト

ヘッダー パラメータでフリー ディスプレイのヘッダーのテ
テキスト オプションが選択さ キストを入力。
れていること。

最大 12 文字（英字、 -----------数字、または特殊文
字（例：@, %, /）な
ど）

区切り記号

現場表示器があること。

• .（点）• ,（コンマ）

バックライト

以下の条件の 1 つを満たして ローカル ディスプレイのバッ • 無効いること：
クライトのオンとオフを切り • 有効•「ディスプレイ；操作」のオ 替え。
ーダーコード、オプション
F「4 行表示、バックライ
ト；タッチコントロール」•「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション
G「4 行表示、バックライ
ト；タッチコントロール+WLAN」•「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション
O「4 行表示分離ディスプレ
イ、バックライト；10m/30ft ケーブル；タッチコン
トロール」

*

数値表示の桁区切り記号を選択。

デバイスのタグ.（点）
有効

表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

10.6.6WLAN 設定

WLAN Settings サブメニューを使用すると、WLAN の設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。
ナビゲーション
「設定」 メニュー → 高度な設定 → WLAN 設定‣ WLAN 設定

Endress+Hauser

135

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

WLAN→  136WLAN モード→  136

SSID 名→  136

ネットワークセキュリティ→  136

セキュリティ証明書→  137

ユーザ名→  137WLAN パスワード→  137WLAN IP アドレス→  137WLAN の MAC アドレス→  137WLAN のパスワード→  137WLAN の MAC アドレス→  137

SSID の設定→  137

SSID 名→  137

接続の状態→  137

受信信号強度→  137

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

必須条件

説明

選択 / ユーザー入力 / ユーザーインターフェイス

工場出荷時設定

WLAN–

WLAN をオン/オフします。

• 無効
• 有効

WLAN モード–

WLAN のモードを選択。

• WLAN アクセスポ WLAN アクセスポイ
イントント• WLAN クライアン
ト

SSID 名クライアントが有効になっていること。

ユーザ定義の SSID 名 （最大32 文字)を入力。

–

ネットワークセキュリティ–

WLAN ネットワークのセキュ • 保護されない
リティタイプを選択。
• WPA2-PSK• EAP-PEAP withMSCHAPv2 *• EAP-PEAP
MSCHAPv2 noserver authentic. *• EAP-TLS *

136

有効

–
WPA2-PSK

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ

設定

必須条件

説明

選択 / ユーザー入力 / ユーザーインターフェイス

工場出荷時設定

セキュリティ証明書–

セキュリティ設定の選択とこれらの設定のダウンロード
メニュー データ管理＞セキ
ュリティ＞ WLAN から。

• Trusted issuer
certificate• 機器認証• Device private key

–

ユーザ名

–

ユーザ名を入力。

––

WLAN パスワード–

WLAN のパスワードを入力。 ––WLAN IP アドレス–

機器の WLAN インタフェー
スの IP アドレスを入力。

4 オクテット：0 ～ 192.168.1.212
255（特定のオクテッ
トにおいて）WLAN の MAC アドレス–

機器の WLAN インタフェー
スの MAC アドレスを入力します。

英字と数字から成る
一意的な 12 桁の文
字列

WLAN のパスワード

Security type パラメータでネットワークキー (8 から 32 数字、英字、特殊文 機器のシリアル番号
WPA2-PSK オプションが選択 文字)を入力。
字からなる 8～32 桁 （例：L100A802000）
されていること。
の文字列（スペース
機器とともに支給されたネットワークキーは、 なし）
安全上の理由から設定
中に変更する必要があります。

各機器に個別のアドレスが付与されます。

SSID の設定–

どの SSID 名を使用するか選
択：デバイスタグまたはユー
ザ定義名。

• デバイスのタグ• ユーザ定義

ユーザ定義

SSID 名• SSID の設定 パラメータでユーザ定義 オプションが選択されていること。
• WLAN モード パラメータ
で WLAN アクセスポイン
ト オプションが選択されていること。

ユーザ定義の SSID 名 （最大32 文字)を入力。

数字、英字、特殊文字から成る最大 32桁の文字列

EH_機器名称_シリ
アル番号の最後の 7桁（例：
EH_Promass_300_A
802000） ユーザー設定されたSSID 名称は 1 回しか割
り当てることができません。SSID 名称を 1 回
以上割り当てた場合、機器は相互に干渉する可能性があります。

接続の状態–

接続ステータスを表示します。

• Connected• Not connected

Not connected

受信信号強度–受信した信号の強度を表示。

• ロー
• 測定物
• ハイ

ハイ

*

表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

10.6.7

粘度アプリケーションパッケージ

粘度 アプリケーションパッケージのパラメータ説明の詳細については、機器の個別説明書を参照してください。→  289
ナビゲーション
「設定」 メニュー → 高度な設定 → 粘度

10.6.8濃度測定アプリケーションパッケージ濃度 アプリケーションパッケージのパラメータ説明の詳細については、機器の個別説明書を参照してください。→  289
ナビゲーション
「設定」 メニュー → 高度な設定 → 濃度

Endress+Hauser

137

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

10.6.9石油アプリケーションパッケージ

石油 アプリケーションパッケージのパラメータ説明の詳細については、機器の個別説明書を参照してください。→  289
ナビゲーション
「設定」 メニュー → 高度な設定 → 石油

10.6.10 Heartbeat Technology アプリケーションパッケージ
Heartbeat 設定 アプリケーションパッケージのパラメータ説明の詳細については、機器の個別説明書を参照してください。→  289
ナビゲーション
「設定」 メニュー → 高度な設定 → Heartbeat 設定

10.6.11 設定管理
設定後、現在の機器設定の保存、または前の機器設定の復元を行うことが可能です。機
器設定は、設定管理 パラメータ で管理されます。
ナビゲーション
「設定」 メニュー → 高度な設定 → 設定のバックアップ‣ 設定のバックアップ
稼動時間→  138

最後のバックアップ→  138

設定管理→  138

バックアップのステータス→  139

比較の結果→  139

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

ユーザーインターフェイス /選択

工場出荷時設定

稼動時間

装置の稼働時間を示す。

日（d）、時（h）、分（m）、秒 –（s）

最後のバックアップ

最後のデータバックアップが組み込み
HistoROM に保存された時を表示。

日（d）、時（h）、分（m）、秒 –
（s）

設定管理

組み込み HistoROM の機器データの管理の • キャンセル
動作を選択。
• バックアップの実行• 復元 *• 比較 *• バックアップデータの削除

138

キャンセル

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ

説明

設定

ユーザーインターフェイス /選択

工場出荷時設定

バックアップのステータス

現在のデータセーブ、リストアの状態を示 • なし
す。
• バックアップ中• リストア中• 削除処理進行中• 比較進行中• リストアの失敗• バックアップの失敗

なし

比較の結果

現在の機器データと組み込み HistoROM の • 設定データは一致する
バックアップとの比較。
• 設定データは一致しない• バックアップデータはありません• 保存データの破損• チェック未完了• データセット非互換

チェック未完了*

表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります「設定管理」 パラメータの機能範囲
オプション

説明

キャンセル

何も実行せずにこのパラメータを終了します。

バックアップの実行

現在の機器設定のバックアップコピーを、HistoROM バックアップから機器のメモリに保存します。バックアップコピーには機器の変換器データが含まれます。

復元

機器設定の最後のバックアップコピーを、 機器メモリから機器の HistoROM バ
ックアップに復元します。バックアップコピーには機器の変換器データが含ま
れます。

比較

機器メモリに保存された機器設定と HistoROM バックアップの現在の機器設定とを比較します。

バックアップデータの削除機器設定のバックアップコピーを、機器のメモリから削除します。

HistoROM バックアップ
HistoROM は、EEPROM タイプの不揮発性メモリです。
この操作の処理中は、現場表示器を介して設定を編集することはできません。また、処理ステータスを表すメッセージが表示されます。

10.6.12 機器管理のためのパラメータを使用
管理 サブメニューを使用すると、機器の管理のために必要なすべてのパラメータを体系的に使用できます。
ナビゲーション
「設定」 メニュー → 高度な設定 → 管理

‣ 管理

Endress+Hauser‣ アクセスコード設定→  140‣ アクセスコードのリセット→  140

機器リセット→  141

139

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

アクセスコードの設定のためのパラメータを使用
メンテナンスの役割用のアクセスコードを入力してこのウイザードを完了します。
ナビゲーション
「設定」 メニュー → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定‣ アクセスコード設定
アクセスコード設定→  140

アクセスコードの確認→  140

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

ユーザー入力

アクセスコード設定

設定の不用意な変更から機器を守るために書き込みアクセスを制限。

数字、英字、特殊文字から成る最大 16 桁の文字列

アクセスコードの確認

入力されたアクセスコードを確認してください。

数字、英字、特殊文字から成る最大 16 桁の文字列

アクセスコードのリセットのためのパラメータを使用
ナビゲーション
「設定」 メニュー → 高度な設定 → 管理 → アクセスコードのリセット‣ アクセスコードのリセット
稼動時間→  140

アクセスコードのリセット→  140

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

ユーザーインターフェイス /ユーザー入力稼動時間

装置の稼働時間を示す。

アクセスコードのリセット

アクセスコードを工場出荷値にリセットす 数字、英字、特殊文字から成る。
る文字列

工場出荷時設定日（d）、時（h）、分（m）、秒 –
（s）
0x00

弊社サー
 リセットコードについては、ビスにお問い合わせください。
リセットコードは、以下を介してのみ入力できます。
• ウェブブラウザ• DeviceCare、FieldCare（CDI-RJ45 サービ
スインターフェイス経由）• フィールドバス

140

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

設定

機器のリセットのためのパラメータを使用
ナビゲーション
「設定」 メニュー → 高度な設定 → 管理
パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ
機器リセット*説明

選択

機器の設定をリセットします-全部または一部を-決められた状態に。

• キャンセル• 納入時の状態に• 機器の再起動• S-DAT のバックアップをリ
ストア *工場出荷時設定
キャンセル

表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

10.7

シミュレーション

シミュレーション サブメニュー により、プロセスおよび機器アラームモードにおける各種プロセス変数をシミュレーションして、下流側の信号接続（バルブの切り替えまたは閉制御ループ）を確認することが可能です。シミュレーションは、実際の測定を行わずに実行できます（機器内を流れる測定物なし）。
ナビゲーション
「診断」 メニュー → シミュレーション‣ シミュレーション

Endress+Hauser

シミュレーションする測定パラメー
タ割り当て→  142

測定値→  142電流入力 1～n のシミュレーション→  143電流入力 1～n の値→  143

ステータス入力 1～n のシミュレーション→  144

入力信号レベル 1～n→  144電流出力 1～n のシミュレーション→  143

電流出力の値→  143

周波数出力 1～n のシミュレーション→  143

周波数出力 1～n の値→  143

パルス出力シミュレーション 1～n→  143

141

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パルスの値 1～n→  143

シミュレーションスイッチ出力 1～n→  143

スイッチの状態 1～n→  143

リレー出力 1～n シミュレーション→  143

スイッチの状態 1～n→  143

機器アラームのシミュレーション→  143

診断イベントの種類→  143

診断イベントのシミュレーション→  143

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

必須条件

説明

シミュレーションする測定パラメ
ータ割り当て–

測定値

シミュレーションする測定パ 選択したプロセス変数をシミ
ラメータ割り当て パラメータ ュレーションする値を入力し(→  142)でプロセス変数が てください。
選択されていること。

142

シミュレーションするプロセ
ス変数を選択してください。

選択 / ユーザー入力

工場出荷時設定• オフ
オフ• 質量流量• 体積流量• 基準体積流量 *• 固形分質量流量 *• 搬送液質量流量 *• 固形分体積流量 *• 搬送液体積流量 *• 固形分基準体積流量*• 搬送液基準体積流量*• 密度• 基準密度 *• 基準密度代替 *• GSV 流量 *• GSV 流量代替 *• NSV 流量 *• NSV 流量代替 *• S&W 体積流量 *• Water cut *• オイル密度 *• 水密度 *• オイルの質量流量*• 水の質量流量 *• オイルの体積流量*• 水の体積流量 *• オイルの基準体積
流量 *• 水の基準体積流量*• 温度• 濃度 *• 周期信号(TPS)の周波数 *選択したプロセス変数に応じて異なります。

0Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ

必須条件

設定

説明
電流出力のシミュレーション
をオン、オフします。

選択 / ユーザー入力

工場出荷時設定

電流出力 1～n のシミュレーショ
ン–

電流出力の値

電流出力 1～n のシミュレー シミュレーションする電流のション パラメータで、オン オ 値を入力してください。
プションが選択されていること。

周波数出力 1～n のシミュレーシ
ョン

動作モード パラメータで周波 周波数出力のシミュレーショ • オフ
数 オプションが選択されてい ンをオン、オフしてください。 • オン
ること。

オフ

周波数出力 1～n の値

周波数シミュレーション 1～
n パラメータ でオン オプシ
ョンが選択されていること。

0.0 Hzシミュレーションする周波数の値を入力してください。

パルス出力シミュレーション 1～n 動作モード パラメータでパル 設定しパルス出力のシミュレ
ス オプションが選択されてい ーションをオフしてくださること。
い。
オプションの場
 固定値
合：パルス幅 パラメータ

• オフ
• オン

オフ

3.59～22.5 mA

3.59 mA

0.0～12 500.0 Hz

• オフ
オフ
• 固定値
• カウントダウンする値(→  104)によりパル
ス出力のパルス幅が設定されます。
パルスの値 1～n

パルス出力シミュレーション シミュレーションするパルス
1～n パラメータ でカウント の数を入力してください。
ダウンする値 オプションが選択されていること。

0～65 5350

シミュレーションスイッチ出力 1～n動作モード パラメータでスイ スイッチ出力のシミュレーシ
ッチ出力 オプションが選択さ ョンをオン、オフします。
れていること。

• オフ
• オン

オフ

スイッチの状態 1～n–

ステータス出力をシミュレー
ションするためのステータス
を選択します。

• オープン• クローズ

オープン

リレー出力 1～n シミュレーショ
ン–

リレー出力のシミュレーショ
ンのオンとオフの切り替え。

• オフ
• オン

オフ

スイッチの状態 1～n

シミュレーションスイッチ出力 1～n パラメータでオン オ
プションが選択されていること。

リレー出力の状態をシミュレ
ーションのために選択する。

• オープン• クローズオープン

機器アラームのシミュレーション–

デバイスアラームのシミュレ • オフーションをオン、オフします。 • オン

診断イベントの種類–

診断イベントカテゴリを選
択。

• センサ
プロセス
• エレクトロニクス• 設定• プロセス

診断イベントのシミュレーション–

このイベントをシミュレーシ
ョンする診断イベントの選
択。

• オフ
オフ
• 診断イベント選択
リスト（選択したカテゴリに応じて）電流入力 1～n のシミュレーショ
ン–

電流入力シミュレーションのオン/オフ。

• オフ
• オン

オフ

電流入力 1～n の値

電流入力 1～n のシミュレー
ション パラメータでオン オ
プションが選択されていること。

シミュレーションの電流値を入力。

0～22.5 mA

0 mA

Endress+Hauser

オフ

143

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ

必須条件

説明

選択 / ユーザー入力

工場出荷時設定

ステータス入力 1～n のシミュレーション–

ステータス入力のシミュレー • オフ
ションをオン、オフ切り替え。 • オン

オフ

入力信号レベル 1～nステータス入力のシミュレー
ション パラメータでオン オ
プションが選択されていること。

ステータス入力をシミュレー
ションする信号レベルを選択してください。

ハイ

*

• ハイ
• ロー

表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

10.8

不正アクセスからの設定の保護

以下の書き込み保護オプションにより、意図せずに機器の設定が変更されないよう保護することが可能です。
• アクセスコードによるパラメータのアクセス保護→  144• キーロックによる現場操作のアクセス保護→  57
• 書き込み保護スイッチによる機器のアクセス保護→  145

10.8.1

アクセスコードによる書き込み保護

ユーザー固有のアクセスコードは以下の効果をもたらします。
• 機器設定用パラメータは書き込み保護となり、現場操作を介してその値を変更することはできなくなります。
• ウェブブラウザを介した機器アクセスを防止し、機器設定用パラメータを保護します。
• FieldCare または DeviceCare（CDI-RJ45 サービスインターフェイス経由）を介した機器アクセスを防止し、機器設定用パラメータを保護します。
現場表示器によるアクセスコードの設定
1.

アクセスコード設定 パラメータ (→  140)に移動します。

2.

アクセスコードとして数字、英字、特殊文字から成る最大 16 桁の文字列を設定します。

3.

再度アクセスコードをアクセスコードの確認 パラメータ (→  140)に入力して、コードを確定します。
 すべての書き込み保護パラメータの前に、 シンボルが表示されます。

ナビゲーション、編集画面で 10 分以上キーを押さなかった場合、機器は自動的に書き込み保護パラメータを再度ロックします。ナビゲーション、編集画面から操作画面表示
モードに戻すと、機器は自動的に書き込み保護パラメータを 60 秒 後にロックします。
• アクセスコードを使用してパラメータ書き込み保護を有効にした場合は、無効にする場合も必ずアクセスコードが必要です→  56。
• 現在、現場表示器を介してログインしているユーザーの役割 →  56 は、アクセスステータス パラメータに表示されます。ナビゲーションパス：操作 → アクセ
スステータス
現場表示器で随時変更可能なパラメータ
測定に影響を及ぼさない特定のパラメータは、現場表示器によるパラメータ書き込み保護から除外されます。ユーザー固有のアクセスコードにもかかわらず、これは、他のパラメータがロックされている場合も常に変更可能です。

Language144

現場表示器の設定用パラメ
ータ

積算計の設定用パラメータ

↓

↓

表示形式

積算計 のコントロール

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

設定

表示のコントラスト

プリセット値

表示間隔

すべての積算計をリセット

ウェブブラウザによるアクセスコードの設定
1.

アクセスコード設定 パラメータ (→  140)に移動します。

2.

アクセスコードとして最大 16 桁の数値コードを設定します。

3.

再度アクセスコードをアクセスコードの確認 パラメータ (→  140)に入力して、コードを確定します。
 ウェブブラウザがログイン画面に切り替わります。
10 分間何も操作されなかった場合、ウェブブラウザは自動的にログイン画面に戻ります。
• アクセスコードを使用してパラメータ書き込み保護を有効にした場合は、無効にする場合も必ずアクセスコードが必要です→  56。
• ユーザーがウェブブラウザを介して現在、どのユーザーの役割でログインしてい
るか、アクセスステータス パラメータ に表示されます。ナビゲーションパス：操作 → アクセスステータス

アクセスコードのリセット
ユーザー固有のアクセスコードを間違えた場合は、工場設定のコードにリセットできます。このためには、リセットコードを入力しなければなりません。ユーザー固有のアクセスコードはその後、再び設定することが可能です。
ウェブブラウザ、FieldCare、DeviceCare（CDI-RJ45 サービスインタフェース経由）、フィールドバスを使用
リセットコードを取得するには、お近くの Endress+Hauser サービス部にお問い合
わせいただく必要があります。機器ごとに固有のコードを作成する必要があります。
1.

機器のシリアル番号を書き留めます。

2.

稼動時間 パラメータを読み取ります。

3.

お近くの Endress+Hauser サービス部に連絡し、シリアル番号と稼働時間を伝えます。
 作成されたリセットコードを取得します。

4.

アクセスコードのリセット パラメータ (→  140)にリセットコードを入力します。
 アクセスコードは工場設定 0000 にリセットされます。これは、再設定することが可能です→  144。
IT セキュリティ上の理由から、作成されたリセットコードは、指定のシリアル番号に対して指定の稼働時間から 96 時間のみ有効です。96 時間以内に機器をリセ
ットできない場合は、読み出した稼働時間に数日を加算するか、または機器をオフにする必要があります。

10.8.2

書き込み保護スイッチによる書き込み保護

ユーザー固有のアクセスコードによるパラメータ書き込み保護とは異なり、この書き込
み保護では、すべての操作メニューに対する書き込みアクセスをロックできます（「表示のコントラスト」 パラメータを除く）。

Endress+Hauser

145

設定

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

これによりパラメータ値は読み取り専用となり、編集できなくなります（「表示のコン
トラスト」 パラメータを除く）。
• 現場表示器を使用• PROFINET プロトコル経由
1.
OFF ON
1
2
3
4

A0029630

メイン電子モジュールの書き込み保護（WP）スイッチを ON 位置に設定すると、
ハードウェア書き込み保護が有効になります。
 ロック状態 パラメータにハードウェアロック オプションが表示されます→  147。さらに、現場表示器の操作画面表示のヘッダーとナビゲーション
画面のパラメータの前に  シンボルが表示されます。

XXXXXXXXX

20.50
XX

XX
A00294252.

146

メイン電子モジュールの書き込み保護（WP）スイッチを OFF 位置（工場設定）に設定すると、ハードウェア書き込み保護が無効になります。
 ロック状態 パラメータに表示されるオプションはありません→  147。現場
表示器の操作画面表示のヘッダーとナビゲーション画面のパラメータの前に表示されていた  シンボルは消えます。

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

11

操作

11.1

機器ロック状態の読取り操作

機器の有効な書き込み保護：ロック状態 パラメータ
操作 → ロック状態「ロック状態」 パラメータの機能範囲
選択項目

説明

なし

アクセスステータス パラメータに表示されるアクセス権が適用されます→  56。現場表示器にのみ表示されます。

ハードウェアロック

PCB 基板のハードウェア書き込みロック用 DIP スイッチが有効になっています。これにより、（現場表示器や操作ツールを使用した）パラメータへの書き込
みアクセスがロックされます→  145。

一時ロック

機器の内部処理（例：データアップロード/ダウンロード、リセットなど）を実行中のため、パラメータへの書き込みアクセスが一時的にロックされます。内部処理が完了すると、再びパラメータを変更することが可能です。

11.2

操作言語の設定

詳細情報：• 操作言語の設定 →  85
• 機器が対応する操作言語の情報 →  279

11.3

表示部の設定

詳細情報：• 現場表示器の基本設定 →  113• 現場表示器の高度な設定 →  129

11.4

測定値の読取り

測定値 サブメニューを使用して、すべての測定値を読み取ることが可能です。
ナビゲーション
「診断」 メニュー → 測定値‣ 測定値

Endress+Hauser‣ 測定した変数→  148‣ 積算計→  159‣ 入力値→  159‣ 出力値→  161147

操作

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

11.4.1 「測定した変数」 サブメニュー
測定した変数 サブメニューには、各プロセス変数の現在の測定値を表示させるために必要なパラメータがすべて含まれています。
ナビゲーション
「診断」 メニュー → 測定値 → 測定した変数‣ 測定した変数

148

質量流量

→  150

体積流量→  150基準体積流量→  150密度→  150基準密度→  150

温度→  150圧力→  150濃度→  150

固形分質量流量→  151

搬送液質量流量→  151

固形分基準体積流量→  151

搬送液基準体積流量→  151

固形分体積流量→  152

搬送液体積流量→  152CTL→  152CPL→  152

CTPL→  153

S&W 体積流量→  153

S&W 補正値→  153

基準密度代替→  153

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

Endress+Hauser

操作

GSV 流量→  153

GSV 流量代替→  154

NSV 流量→  154

NSV 流量代替→  154

オイル CTL→  154

オイル CPL→  154

オイル CTPL→  155

水 CTL→  155

CTL 代替え→  155

CPL 代替え→  155

CTPL 代替え→  155

オイル基準密度→  156

水の基準密度→  156

オイル密度→  156

水密度→  156

Water cut→  157

オイルの体積流量→  157

オイルの基準体積流量→  157

オイルの質量流量→  157

水の体積流量→  158

水の基準体積流量→  158

水の質量流量→  158

加重密度平均→  158

加重温度平均→  158

149

操作

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ
質量流量

必須条件
–

説明

ユーザーインターフ
ェイス

工場出荷時設定

現在測定されている質量流量を表示します。

符号付き浮動小数点数–

符号付き浮動小数点数–

符号付き浮動小数点数–

符号付き浮動小数点数–

符号付き浮動小数点数–

符号付き浮動小数点数–

符号付き浮動小数点数–

符号付き浮動小数点
数

–

依存関係
質量流量単位 パラメータ(→  90)で選択した単位が使用されます。
体積流量–

現在計算されている体積流量を表示します。
依存関係
体積流量単位 パラメータ(→  90)の設定が単位として使用されます。

基準体積流量–現在計算されている基準体積
流量を表示します。
依存関係
基準体積流量単位 パラメータ(→  90)で選択した単位が使用されます。

密度–

密度の現在の測定値を表示。
依存関係
密度単位 パラメータ(→  90)の設定が単位として使用されます。

基準密度–

現在計算されている基準密度を表示します。
依存関係
基準密度単位 パラメータ(→  91)で選択した単位が使用されます。

温度–

現在測定している流体の温度。
依存関係
温度の単位 パラメータ(→  91)で選択した単位が使用されます。

圧力–

固定または外部の圧力値を表
示します。
依存関係
単位は圧力単位 パラメータ(→  91)の設定が用いられます。

濃度

次のオーダーコードの場合：「アプリケーションパッケー
ジ」のオーダーコード、オプ
ション ED「濃度」

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効な

現在計算されている濃度を表
示します。
依存関係
単位は濃度の単位 パラメータの設定が用いられます。

ソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。

150

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ
固形分質量流量

必須条件

説明

ユーザーインターフェイス

以下の条件を満たしていること。
「アプリケーションパッケー
ジ」のオーダーコード、オプ
ション ED「濃度」

現在測定されているターゲッ
ト測定物の質量流量を表示します。

符号付き浮動小数点数–

符号付き浮動小数点数–

符号付き浮動小数点数–

符号付き浮動小数点数–
搬送液質量流量操作

工場出荷時設定依存関係
単位は質量流量単位 パラメー
現在有効なソフトウェ
タ (→  90)の設定が用いら
アオプションが、有効な れます。
ソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。

以下の条件を満たしていること。
「アプリケーションパッケー
ジ」のオーダーコード、オプ
ション ED「濃度」

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効な現在測定されている搬送媒体の質量流量を表示します。
依存関係
質量流量単位 パラメータ(→  90)で選択した単位が使用されます。

ソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。

固形分基準体積流量以下の条件を満たしていること。
•「アプリケーションパッケ
ージ」のオーダーコード、
オプション ED「濃度」• 液体の種類を選択 パラメ
ータで Ethanol in water オ
プション または %質量 /%体積 オプション が選択されていること。

現在測定されている固形分の
基準体積流量を表示します。
依存関係
単位は体積流量単位 パラメー
タ (→  90)の設定が用いられます。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。
搬送液基準体積流量以下の条件を満たしていること。
•「アプリケーションパッケ
ージ」のオーダーコード、
オプション ED「濃度」• 液体の種類を選択 パラメ
ータで Ethanol in water オ
プションまたは%質量 /%体積 オプションが選択されていること。

現在測定されている搬送液の基準体積流量を表示します。
依存関係
単位は体積流量単位 パラメー
タ (→  90)の設定が用いられます。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。

Endress+Hauser

151

操作

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ
固形分体積流量

必須条件

説明

ユーザーインターフ
ェイス

工場出荷時設定

以下の条件を満たしていること。
•「アプリケーションパッケ
ージ」のオーダーコード、
オプション ED「濃度」• 液体の種類を選択 パラメ
ータで Ethanol in water オ
プションまたは%質量 /%体積 オプションが選択されていること。
• 濃度の単位 パラメータで%vol オプションが選択されていること。

現在測定されている固形分の体積流量を表示します。

符号付き浮動小数点数–

符号付き浮動小数点数–

流体に対する温度の影響を表す補正係数を表示します。これは、体積流量および密度の測定値を基準温度での値に変換するために使用されます。

正の浮動小数点数–流体に対する圧力の影響を表す補正係数を表示します。これは、体積流量および密度の測定値を基準圧力での値に変換するために使用されます。

正の浮動小数点数–

依存関係
単位は体積流量単位 パラメー
タ (→  90)の設定が用いられます。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。
搬送液体積流量以下の条件を満たしていること。
•「アプリケーションパッケ
ージ」のオーダーコード、
オプション ED「濃度」• 液体の種類を選択 パラメ
ータで Ethanol in water オ
プションまたは%質量 /%体積 オプションが選択されていること。
• 濃度の単位 パラメータで%vol オプションが選択されていること。

現在測定されている搬送液の体積流量を表示します。
依存関係
単位は体積流量単位 パラメー
タ (→  90)の設定が用いられます。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。

CTL

次のオーダーコードの場合：•「アプリケーションパッケ
ージ」、オプション EJ「石油」
• 石油モード パラメータで、API 基準補正 オプションが選択されていること。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。
CPL

次のオーダーコードの場合：•「アプリケーションパッケ
ージ」、オプション EJ「石油」
• 石油モード パラメータで、API 基準補正 オプションが選択されていること。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。

152

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ
CTPL

操作

必須条件

説明

ユーザーインターフ
ェイス

工場出荷時設定

次のオーダーコードの場合：•「アプリケーションパッケ
ージ」、オプション EJ「石油」
• 石油モード パラメータで、API 基準補正 オプションが選択されていること。

流体に対する温度と圧力の影響を表す複合補正係数を表示します。これは、体積流量および密度の測定値を基準温度と基準圧力での値に変換するために使用されます。

正の浮動小数点数–測定された総体積流量から正味体積流量を差し引いて計算された S&W 体積流量を表示します。

符号付き浮動小数点数–

正の浮動小数点数–

符号付き浮動小数点数–

符号付き浮動小数点数–

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。
S&W 体積流量

次のオーダーコードの場合：•「アプリケーションパッケ
ージ」、オプション EJ「石油」
• 石油モード パラメータで、API 基準補正 オプションが選択されていること。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効な依存関係
単位は体積流量単位 パラメー
タの設定が用いられます。

ソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。
S&W 補正値

次のオーダーコードの場合： 沈殿物と水分の補正値を示•「アプリケーションパッケ す。
ージ」、オプション EJ「石油」
• S&W 入力モード パラメー
タで、外部入力値 オプショ
ンまたは電流入力 1…n オ
プションが選択されていること。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。

基準密度代替次のオーダーコードの場合：•「アプリケーションパッケ
ージ」、オプション EJ「石油」
• 石油モード パラメータで、API 基準補正 オプションが選択されていること。

別の基準温度での流体密度を表示します。
依存関係
単位は基準密度単位 パラメー
タの設定が用いられます。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。
GSV 流量次のオーダーコードの場合：•「アプリケーションパッケ
ージ」、オプション EJ「石油」
• 石油モード パラメータで、API 基準補正 オプションが選択されていること。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効な基準温度と基準圧力で補正された総体積流量の測定値を表
示します。
依存関係
単位は基準体積流量単位 パラ
メータの設定が用いられます。

ソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。

Endress+Hauser

153

操作

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ
GSV 流量代替

必須条件

説明

ユーザーインターフェイス

次のオーダーコードの場合：•「アプリケーションパッケ
ージ」、オプション EJ「石油」
• 石油モード パラメータで、API 基準補正 オプションが選択されていること。

別の基準温度と別の基準圧力で補正された総体積流量の測定値を表示します。

符号付き浮動小数点数–

符号付き浮動小数点数–

符号付き浮動小数点数–

油に対する温度の影響を表す
補正係数を表示します。これは、油の体積流量および密度の測定値を基準温度での値に変換するために使用されます。

正の浮動小数点数–

油に対する圧力の影響を表す
補正係数を表示します。これは、油の体積流量および密度の測定値を基準圧力での値に変換するために使用されます。

正の浮動小数点数–

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効な工場出荷時設定

依存関係
単位は基準体積流量単位 パラ
メータの設定が用いられます。

ソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。
NSV 流量次のオーダーコードの場合：•「アプリケーションパッケ
ージ」、オプション EJ「石油」
• 石油モード パラメータで、API 基準補正 オプションが選択されていること。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効な測定された総体積流量から沈殿物と水の値を差し引き、収縮分を差し引いて計算された
正味体積流量を表示します。
依存関係
単位は基準体積流量単位 パラ
メータの設定が用いられます。

ソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。
NSV 流量代替

次のオーダーコードの場合：•「アプリケーションパッケ
ージ」、オプション EJ「石油」
• 石油モード パラメータで、API 基準補正 オプションが選択されていること。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効な測定された別の総体積から沈殿物と水の値、ならびに収縮分を差し引いて計算された正味体積流量を表示します。
依存関係
単位は基準体積流量単位 パラ
メータの設定が用いられます。

ソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。
オイル CTL

次のオーダーコードの場合：•「アプリケーションパッケ
ージ」、オプション EJ「石油」
• 石油モード パラメータで、Net oil & water cut オプシ
ョンが選択されていること。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。
オイル CPL次のオーダーコードの場合：•「アプリケーションパッケ
ージ」、オプション EJ「石油」
• 石油モード パラメータで、Net oil & water cut オプシ
ョンが選択されていること。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。

154

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ
オイル CTPL

操作

必須条件

説明

ユーザーインターフ
ェイス

工場出荷時設定

次のオーダーコードの場合：•「アプリケーションパッケ
ージ」、オプション EJ「石油」
• 石油モード パラメータで、Net oil & water cut オプシ
ョンが選択されていること。

油に対する温度と圧力の影響を表す複合補正係数を表示します。これは、油の体積流量
および密度の測定値を基準温度と基準圧力での値に変換するために使用されます。

正の浮動小数点数–

水に対する温度の影響を表す
補正係数を表示します。これは、水の体積流量および密度の測定値を基準温度での値に変換するために使用されます。

正の浮動小数点数–流体に対する温度の影響を表す補正係数を表示します。これは、体積流量および密度の測定値を別の基準温度での値に変換するために使用されます。

正の浮動小数点数–流体に対する圧力の影響を表す補正係数を表示します。これは、体積流量および密度の測定値を別の基準圧力での値に変換するために使用されます。

正の浮動小数点数–流体に対する温度と圧力の影響を表す複合補正係数を表示します。これは、体積流量および密度の測定値を別の基準
温度と別の基準圧力での値に変換するために使用されます。

正の浮動小数点数1

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。
水 CTL

次のオーダーコードの場合：•「アプリケーションパッケ
ージ」、オプション EJ「石油」
• 石油モード パラメータで、Net oil & water cut オプシ
ョンが選択されていること。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。
CTL 代替え

次のオーダーコードの場合：•「アプリケーションパッケ
ージ」、オプション EJ「石油」
• 石油モード パラメータで、API 基準補正 オプションが選択されていること。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。
CPL 代替え

次のオーダーコードの場合：•「アプリケーションパッケ
ージ」、オプション EJ「石油」
• 石油モード パラメータで、API 基準補正 オプションが選択されていること。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。
CTPL 代替え

次のオーダーコードの場合：•「アプリケーションパッケ
ージ」、オプション EJ「石油」
• 石油モード パラメータで、API 基準補正 オプションが選択されていること。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。

Endress+Hauser

155

操作

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ
オイル基準密度

必須条件

説明

次のオーダーコードの場合： 基準温度でのオイル密度を表•「アプリケーションパッケ 示します。
ージ」、オプション EJ「石油」
• 石油モード パラメータで、Net oil & water cut オプシ
ョンが選択されていること。

ユーザーインターフ
ェイス

工場出荷時設定

符号付き浮動小数点数–

符号付き浮動小数点数–

符号付き浮動小数点数–

符号付き浮動小数点数–

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。
水の基準密度次のオーダーコードの場合： 基準温度での水の密度を表示•「アプリケーションパッケ します。
ージ」、オプション EJ「石油」
• 石油モード パラメータで、Net oil & water cut オプシ
ョンが選択されていること。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。
オイル密度

次のオーダーコードの場合： 現在の油の測定密度を表示し•「アプリケーションパッケ ます。
ージ」、オプション EJ「石油」
• 石油モード パラメータで、Net oil & water cut オプシ
ョンが選択されていること。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。
水密度

次のオーダーコードの場合： 現在の水の測定密度を表示し•「アプリケーションパッケ ます。
ージ」、オプション EJ「石油」
• 石油モード パラメータで、Net oil & water cut オプシ
ョンが選択されていること。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。

156

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ
Water cut

必須条件

操作

説明

次のオーダーコードの場合： 流体の総体積流量に対する水•「アプリケーションパッケ の体積流量の割合を表示しまージ」、オプション EJ「石 す。
油」• 石油モード パラメータで、API 基準補正 オプションが選択されていること。

ユーザーインターフ
ェイス

工場出荷時設定

0～100 %–

符号付き浮動小数点数–

符号付き浮動小数点数–

符号付き浮動小数点数–

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。
オイルの体積流量

次のオーダーコードの場合：•「アプリケーションパッケ
ージ」、オプション EJ「石油」
• 石油モード パラメータで、Net oil & water cut オプシ
ョンが選択されていること。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効な

現在計算されている油の体積流量を表示します。
依存関係：• Water cut パラメータ の表
示値に基づく• 単位は体積流量単位 パラ
メータの設定が用いられます。

ソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。
オイルの基準体積流量

次のオーダーコードの場合：•「アプリケーションパッケ
ージ」、オプション EJ「石油」
• 石油モード パラメータで、Net oil & water cut オプシ
ョンが選択されていること。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効な

現在計算されている油の体積
流量（基準温度と基準圧力での値に計算）を表示します。
依存関係：• Water cut パラメータ の表
示値に基づく• 単位は基準体積流量単位
パラメータの設定が用いられます。

ソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。
オイルの質量流量

次のオーダーコードの場合：•「アプリケーションパッケ
ージ」、オプション EJ「石油」
• 石油モード パラメータで、Net oil & water cut オプシ
ョンが選択されていること。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効な

現在計算されている油の質量
流量を表示します。
依存関係：• Water cut パラメータ の表
示値に基づく• 単位は質量流量単位 パラ
メータの設定が用いられます。

ソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。

Endress+Hauser

157

操作

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ
水の体積流量

必須条件

説明

ユーザーインターフェイス

次のオーダーコードの場合：•「アプリケーションパッケ
ージ」、オプション EJ「石油」
• 石油モード パラメータで、Net oil & water cut オプシ
ョンが選択されていること。

現在計算されている水の体積流量を表示します。

符号付き浮動小数点数–

符号付き浮動小数点数–

符号付き浮動小数点数–

符号付き浮動小数点数–

符号付き浮動小数点数–

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効な工場出荷時設定

依存関係：• Water cut パラメータ の表
示値に基づく• 単位は体積流量単位 パラ
メータの設定が用いられます。

ソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。
水の基準体積流量

次のオーダーコードの場合：•「アプリケーションパッケ
ージ」、オプション EJ「石油」
• 石油モード パラメータで、Net oil & water cut オプシ
ョンが選択されていること。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効な

現在計算されている水の体積
流量（基準温度と基準圧力での値に計算）を表示します。
依存関係：• Water cut パラメータ の表
示値に基づく• 単位は基準体積流量単位
パラメータの設定が用いられます。

ソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。
水の質量流量次のオーダーコードの場合：•「アプリケーションパッケ
ージ」、オプション EJ「石油」
• 石油モード パラメータで、Net oil & water cut オプシ
ョンが選択されていること。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効な

現在計算されている水の質量流量を表示します。
依存関係：• Water cut パラメータ の表
示値に基づく• 単位は質量流量単位 パラ
メータの設定が用いられます。

ソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。
加重密度平均次のオーダーコードの場合：•「アプリケーションパッケ
ージ」、オプション EJ「石油」•「アプリケーションパッケ
ージ」、オプション EM「石油 + ロック機能」


加重温度平均158

依存関係：• 密度単位 パラメータで選択した単位が使用されます。
現在有効なソフトウェ• 加重平均のリセット パラ
アオプションが、有効なメータ を使用すると、値はソフトウェアオプショ
NaN（非数値）にリセットンの概要 パラメータにされます。
表示されます。

次のオーダーコードの場合：•「アプリケーションパッケ
ージ」、オプション EJ「石油」•「アプリケーションパッケ
ージ」、オプション EM「石油 + ロック機能」



前回の密度平均リセット以降の加重密度平均を表示します。

前回の温度平均リセット以降の加重温度平均を表示しま
す。

依存関係：
• 温度の単位 パラメータで選択した単位が使用されます。
現在有効なソフトウェ• 加重平均のリセット パラ
アオプションが、有効なメータ を使用すると、値はソフトウェアオプショ
NaN（非数値）にリセットンの概要 パラメータにされます。
表示されます。

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

11.4.2操作

積算計

積算計 サブメニューには、各積算計の現在の測定値を表示させるために必要なパラメータがすべて含まれています。
ナビゲーション
「診断」 メニュー → 測定値 → 積算計‣ 積算計
プロセス変数の割り当て 1～n→  159

積算計 1～n の値→  159

計算計 1～n ステータス→  159

積算計 1～n ステータス (Hex)→  159

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

選択 / ユーザーインターフェ
イス

工場出荷時設定

プロセス変数の割り当て 1～n

積算計に割り当てるプロセス変数を選択。 • 質量流量
• 体積流量• 基準体積流量 *• 固形分質量流量 *• 搬送液質量流量 *• 固形分体積流量 *• 搬送液体積流量 *• 固形分基準体積流量 *• 搬送液基準体積流量 *• GSV 流量 *• GSV 流量代替 *• NSV 流量 *• NSV 流量代替 *• S&W 体積流量 *• オイルの質量流量 *• 水の質量流量 *• オイルの体積流量 *• 水の体積流量 *• オイルの基準体積流量 *• 水の基準体積流量 *• 質量流量生値

質量流量

積算計 1～n の値

さらに処理するためにコントローラへ送ら 符号付き浮動小数点数れた積算計の値を表示します。

0 kg

計算計 1～n ステータス

コントローラへ伝送された積算計の値のス • 良好
テータスを表示します（'良好', '不確か', '悪 • 不確か
い')。
• 悪い

良好

積算計 1～n ステータス (Hex)

コントローラへ伝送された積算計の値のス 0～255
テータスを表示します。(Hex)。

128*

表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

11.4.3 「入力値」 サブメニュー
入力値 サブメニュー を使用すると、個別の入力値を体系的に表示できます。

Endress+Hauser

159

操作

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

ナビゲーション
「診断」 メニュー → 測定値 → 入力値‣ 入力値‣ 電流入力 1～n→  160‣ ステータス入力 1～n→  160電流入力の入力値
電流入力 1～n サブメニューには、各電流入力の現在の測定値を表示させるために必要なパラメータがすべて含まれています。
ナビゲーション
「診断」 メニュー → 測定値 → 入力値 → 電流入力 1～n‣ 電流入力 1～n
測定値 1～n→  160測定した電流 1～n→  160

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

ユーザーインターフェイス

測定値 1～n

現在の電流入力値を表示します。

符号付き浮動小数点数測定した電流 1～n

電流入力の現在値を表示します。

0～22.5 mA

ステータス入力の入力値
ステータス入力 1～n サブメニューには、各ステータス入力の現在の測定値を表示させるために必要なパラメータがすべて含まれています。
ナビゲーション
「診断」 メニュー → 測定値 → 入力値 → ステータス入力 1～n‣ ステータス入力 1～n→  160

ステータス入力の値

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ
ステータス入力の値

160

説明
現在の入力の信号のレベルを表示。

ユーザーインターフェイス
• ハイ
• ロー

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

11.4.4操作

出力値

出力値 サブメニューには、各出力の現在の測定値を表示させるために必要なパラメー
タがすべて含まれています。
ナビゲーション
「診断」 メニュー → 測定値 → 出力値‣ 出力値‣ 電流出力 1～n→  161‣ パルス-周波数-スイッチ 出力の切→  161‣ リレー出力 1～n→  162

り替え 1～n電流出力の出力値
電流出力 の値 サブメニューには、各電流出力の現在の測定値を表示させるために必要なパラメータがすべて含まれています。
ナビゲーション
「診断」 メニュー → 測定値 → 出力値 → 電流出力 1～n の値‣ 電流出力 1～n
出力電流→  161

測定した電流→  161

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

ユーザーインターフェイス

出力電流

現在計算されている電流出力の電流値を表示します。

3.59～22.5 mA

測定した電流電流出力の現在測定されている電流値を表示。

0～30 mA

パルス/周波数/スイッチ出力の出力値
パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え 1～n サブメニューには、各パルス/周波数/ス
イッチ出力の現在の測定値を表示させるために必要なパラメータがすべて含まれています。
ナビゲーション
「診断」 メニュー → 測定値 → 出力値 → パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え 1～n‣ パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え 1～n

出力周波数Endress+Hauser→  162161

操作Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パルス出力 1～n→  162

スイッチの状態→  162

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

必須条件

説明

ユーザーインターフェイ
ス

出力周波数

動作モード パラメータで周波数 オプ
ションが選択されていること。

周波数出力の現在測定されている値を表示。

0.0～12 500.0 Hz

パルス出力 1～n

動作モード パラメータ で パルス オプ 現在出力されているパルス周波数をション が選択されていること。
表示。

正の浮動小数点数

スイッチの状態

動作モード パラメータでスイッチ出
現在のスイッチ出力ステータスを表
力 オプションが選択されていること。 示。

• オープン• クローズ

リレー出力の出力値
リレー出力 1～n サブメニューには、各リレー出力の現在の測定値を表示させるために必要なパラメータがすべて含まれています。
ナビゲーション
「診断」 メニュー → 測定値 → 出力値 → リレー出力 1～n‣ リレー出力 1～nスイッチの状態→  162

スイッチ周期→  162

最大スイッチサイクル数→  162

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

ユーザーインターフェイス

スイッチの状態

現在のリレーのスイッチ状態を表示。

• オープン• クローズスイッチ周期すべての実行されたスイッチサイクルの数を表示。

正の整数

最大スイッチサイクル数保証されたスイッチサイクルの最大数を表示。

正の整数

11.5

プロセス条件への機器の適合プロセス条件に適合させるために、以下の機能があります。
• 設定 メニュー (→  86) を使用した基本設定• 高度な設定 サブメニュー (→  119)を使用した高度な設定

162

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

11.6

操作

積算計リセットの実行

操作 サブメニュー で積算計をリセットします。
• 積算計 のコントロール• すべての積算計をリセット
ナビゲーション
「操作」 メニュー → 積算計の処理‣ 積算計の処理
積算計 1～n の操作 (11101–1～n)→  163

プリセット値 1～n (11108–1～n)→  163

すべての積算計をリセット (2806)→  163

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

選択 / ユーザー入力

工場出荷時設定

積算計 1～n の操作

積算計を操作します。

• リセット + ホールド
• プリセット + ホールド• ホールド• 積算開始

積算開始

プリセット値 1～n

積算計の開始値を指定。

符号付き浮動小数点数

0 kg

すべての積算計をリセット

すべての積算計を 0 にリセットして積算の • キャンセル
開始。
• リセット + 積算開始

キャンセル

11.6.1 「積算計 のコントロール」 パラメータの機能範囲
選択項目

説明

積算開始

積算計が開始するか、または動作を続けます。

リセット + ホールド

積算処理が停止し、積算計が 0 にリセットされます。

プリセット + ホールド 1)

積算処理が停止し、積算計がプリセット値 パラメータ で設定した開始値に設定されます。

リセット + 積算開始

積算計が 0 にリセットされ、積算処理が再開します。

プリセット + 積算開始
ホールド
1)

1)

積算計がプリセット値 パラメータ で設定した開始値に設定され、積算処理が再開します。
積算処理が停止しします。

注文オプションまたは機器設定に応じて表示

11.6.2 「すべての積算計をリセット」 パラメータの機能範囲

Endress+Hauser

オプション

説明

キャンセル

何も実行せずにこのパラメータを終了します。

リセット + 積算開始

すべての積算計を 0 にリセットし、積算処理を再開します。それ以前に積算した流量値は消去されます。

163

操作

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

11.7

データのログの表示

データのログ サブメニューを表示するには、機器の拡張 HistoROM アプリケーション
パッケージを有効にする必要があります（注文オプション）。これには、測定値履歴に関するすべてのパラメータが含まれています。
データロギングは以下を介しても使用可能：• プラントアセットマネジメントツール FieldCare →  67
• ウェブブラウザ
機能範囲• 合計 1000 個の測定値を保存できます。
• 4 つのロギングチャンネル• データのロギングの時間間隔は調整可能です。
• 各ロギングチャンネルの測定値トレンドをチャート形式で表示します。
/ ../XXXXXXXX
175.7740.69 kg/h
-100s

0A0016357

 28

測定値トレンドのチャート• x 軸：選択されたチャンネル数に応じて 250～1000 個のプロセス変数の測定値を示します。
• y 軸：測定値スパンの概算を示し、実行中の測定の結果に応じて常時調整されます。
ロギングの時間間隔の長さ、またはチャンネルのプロセス変数の割り当てを変更す
ると、データのログ内容は削除されます。
ナビゲーション
「診断」 メニュー → データのログ‣ データのログ

164

チャンネル 1 の割り当て→  166

チャンネル 2 の割り当て→  167

チャンネル 3 の割り当て→  167

チャンネル 4 の割り当て→  167

ロギングの時間間隔→  167

すべてのログをリセット→  167

データロギング→  167

ロギングの遅延→  167

データロギングのコントロール→  167

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

Endress+Hauser

操作

データロギングステータス→  167

全ロギング期間→  167165

操作Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

チャンネル 1 の割り当て

166

必須条件

説明

拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。

ロギングチャンネルにプロセ
ス変数を割り当てます。

選択 / ユーザー入力 / ユーザーインターフェイス

工場出荷時設定• オフ
オフ• 質量流量• 体積流量• 基準体積流量 *• 密度• 基準密度 *• 温度• 圧力• GSV 流量 *• GSV 流量代替 *• NSV 流量 *• NSV 流量代替 *• S&W 体積流量 *• 基準密度代替 *• Water cut *• オイル密度 *• 水密度 *• オイルの質量流量*• 水の質量流量 *• オイルの体積流量*• 水の体積流量 *• オイルの基準体積
流量 *• 水の基準体積流量*• 濃度 *• 固形分質量流量 *• 搬送液質量流量 *• 固形分体積流量 *• 搬送液体積流量 *• 固形分基準体積流量*• 搬送液基準体積流量*• アプリケーション
固有の出力 0 *• アプリケーション
固有の出力 1 *• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標 *• HBSI *• 質量流量生値• コイル電流 0• 振動ダンピング 0• 振動ダンピングの変動 0 *• 振動周波数 0• 周波数変動 0 *• 振動振幅 *• 振動振幅 1 *• 信号の非対称性• ねじれの信号の非対称性 *• 保護容器の温度 *• 電気部内温度• センサーインデッ
クスコイル非対称性• テストポイント 0• テストポイント 1• 電流出力 1• 電流出力 2 *Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パラメータ

操作

必須条件

説明

選択 / ユーザー入力 / ユーザーインターフェイス

工場出荷時設定• 電流出力 3 *チャンネル 2 の割り当て

拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。

ロギングチャンネルへのプロ
セス変数の割り当て。

選択リストについて オフ
は、チャンネル 1 の割り当て パラメータ(→  166)を参照してください。

ロギングチャンネルへのプロ
セス変数の割り当て。

選択リストについて オフ
は、チャンネル 1 の割り当て パラメータ(→  166)を参照してください。

ロギングチャンネルへのプロ
セス変数の割り当て。

選択リストについて オフ
は、チャンネル 1 の割り当て パラメータ(→  166)を参照してください。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。

チャンネル 3 の割り当て

拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。

チャンネル 4 の割り当て

拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。

 現在有効なソフトウェ
アオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。

ロギングの時間間隔

拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。

データのロギングの時間間隔は設定します。この値は、メモリ内の個々のデータポイン
ト間の時間間隔を決定します。

0.1～3 600.0 秒

1.0 秒

すべてのログをリセット

拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。

すべてのログデータを削除します。

• キャンセル• データ削除

キャンセル

データロギング–

データロギングのタイプを選択します。

• 上書きする• 上書きしない

上書きする

ロギングの遅延データロギング パラメータ
測定値ロギングの遅延時間をで、上書きしない オプション 入力します。
が選択されていること。

0～999 h0h

データロギングのコントロール

データロギング パラメータ
測定値ロギングを開始またはで、上書きしない オプション 停止します。
が選択されていること。

• なし• 削除＋スタート• 停止

なし

データロギングステータス

データロギング パラメータ
測定値ロギングステータスをで、上書きしない オプション 表示します。
が選択されていること。

• 完了• 遅延が有効• アクティブ
• 停止

完了

全ロギング期間

データロギング パラメータ
全ロギング期間を表示しま
で、上書きしない オプション す。
が選択されていること。

正の浮動小数点数

0秒*

表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります11.8

ガスフラクションハンドラー

ガスフラクションハンドラーにより、2 相測定物における測定の安定性と繰返し性が向上し、プロセスに関する重要な診断情報が提供されます。
第 2 相は流量および密度の出力値に影響を及ぼすため、この機能により液体中に気泡、または気体中に液滴が存在しないか継続的にチェックされます。
Endress+Hauser

167

操作

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

2 相測定物の場合にガスフラクションハンドラーは出力値を安定させ、オペレーターによる読み取りと分散制御システムによる分析を容易にします。平滑化のレベルは、第 2相によって生じた乱れの程度に応じて調整されます。単相測定物の場合、ガスフラクションハンドラーは、出力値に影響を与えません。
ガスフラクションハンドラーパラメータの選択可能なオプション：• オフ：ガスフラクションハンドラーを無効にします。第 2 相が存在する場合、流量および密度の出力値に大きな変動が発生します。
• 中程度：第 2 相のレベルが低い、またはレベルが断続的なアプリケーションに使用します。
• 強力：第 2 相のレベルが非常に高いアプリケーションに使用します。
ガスフラクションハンドラーは、別の機器パラメータ設定で設定された、流量および密度に適用される固定のダンピング定数に累積されます。
ガスフラクションハンドラーのパラメータ説明の詳細については、機器の個別説明書を参照してください。→  289

11.8.1 「測定モード」 サブメニュー
ナビゲーション
「エキスパート」 メニュー → センサ → 測定モード‣ 測定モード→  168

Gas Fraction Handler (6377)

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ
Gas Fraction Handler

説明
二相流体に対して Gas Fraction Handler 機
能を有効にします。

選択
• オフ
• 中程度
• 強力

工場出荷時設定
中程度

11.8.2 「流体の指標」 サブメニュー
ナビゲーション
「エキスパート」 メニュー → アプリケーション → 流体の指標‣ 流体の指標168

不均一流体の指標 (6368)→  169

非均一湿りガスのカットオフ (6375)→  169

非均一液体のカットオフ (6374)→  169

浮遊気泡の指標 (6376)→  169

浮遊気泡のカットオフ (6370)→  169

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

操作

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

必須条件

説明

ユーザーインターフェイス / ユーザー入力
符号付き浮動小数点数

工場出荷時設定

不均一流体の指標–

流体の非均一性の程度を示します。

非均一湿りガスのカットオフ–

湿り気体アプリケーション用 正の浮動小数点数のカットオフ値を入力します。この値以下では'不均一流体の指標'は 0 に設定されま
す。

0.25

非均一液体のカットオフ–

液体アプリケーションでのカ 正の浮動小数点数
ットオフ値を入力します。この値以下では'不均一流体の指標'の値は 0 に設定されます。

0.05

浮遊気泡の指標

診断指標は、Promass Q でのみ使用できます。

流体中の浮遊気泡の相対量を
示します。

–

浮遊気泡のカットオフ

このパラメータは、Promass Q サスペンディドバブルのカッ 正の浮動小数点数でのみ使用できます。
トオフ値を入力します。この
値を下回ると、「サスペンディドバブルの指標」は 0 に設定されます。

Endress+Hauser

符号付き浮動小数点
数

–

0.05

169

診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

12

診断およびトラブルシューティング

12.1

一般トラブルシューティング

現場表示器用エラー

可能性のある原因

対処法

現場表示器が暗く、出力信号がな
い

電源電圧が銘板に明記された電圧と異なる

正しい電源電圧を印加する。

現場表示器が暗く、出力信号がな
い

電源電圧の極性が正しくない

極性を正す。

現場表示器が暗く、出力信号がな
い

接続ケーブルと端子の接続が確立されないケーブルの接続を確認し、必要に応じて修正する。

現場表示器が暗く、出力信号がな
い

端子が I/O 電子モジュールに正しく差し込まれていない
端子がメイン電子モジュールに正
しく差し込まれていない端子を確認する。

現場表示器が暗く、出力信号がな
いI/O 電子モジュールの故障
メイン電子モジュールの故障

スペアパーツを注文する→  253。

現場表示器が暗いが、信号出力は有効な範囲内にある表示部の設定が明るすぎる/暗すぎる•  +  を同時に押して、表示を明るくする。
•  +  を同時に押して、表示を暗くする。

現場表示器が暗いが、信号出力は有効な範囲内にある表示モジュールのケーブルが正しく差し込まれていない

メイン電子モジュールおよび表示モジュールにプラグを正しく挿入する。

現場表示器が暗いが、信号出力は有効な範囲内にある表示モジュールの故障

スペアパーツを注文する→  253。

現場表示器のバックライトが赤い

診断動作が「アラーム」の診断イ
ベントが発生している対策を講じる。→  180

現場表示器のテキストが外国語で表示され、理解できない

操作言語が正しく設定されていな
い1.  +  を 2 秒 押す（「ホーム画面」）。
2.  を押す。
3. Display language パラメータ(→  135) で必要な言語を設定する。

現場表示器のメッセージ：「通信エラー」「電子モジュールの確認」

表示モジュールと電子モジュール間の通信が中断された• メイン電子モジュールと表示モ
ジュール間のケーブルとコネク
タを確認する。
• スペアパーツを注文する→  253。

可能性のある原因

対処法

出力信号用
エラー

170

信号出力が有効な範囲を超えている

メイン電子モジュールの故障

スペアパーツを注文する→  253。

現場表示器に正しい値が表示されるが、信号出力が正しくない（有効な範囲内にはある）

パラメータ設定エラー

パラメータ設定を確認し、修正する。

機器の測定が正しくない

設定エラーまたは機器が用途範囲外で使用されている

1. 正しいパラメータ設定を確認する。
2. 「技術データ」に明記されたリミット値に従う。

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

アクセス用
問題

考えられる原因

対処法

パラメータに対して書き込みアクセスを実行できない。

ハードウェア書き込み保護が有効になっている

メイン電子モジュールの書き込み保護スイッ
チを OFF 位置に設定する→  145。

パラメータに対して書き込みアクセスを実行できない。

現在のユーザーの役割ではアクセス許可が制限されている。

1. ユーザーの役割を確認する→  56。
2. 正しいユーザー固有のアクセスコードを入力する→  56。

Web サーバーとの接続が確立されない。

Web サーバーが無効。

「FieldCare」または「DeviceCare」操作ツールを使用して機器の Web サーバーが有効か確認
し、必要に応じて有効にする→  63。

コンピュータの Ethernet インタフェースの設定が正しくない。

1. インターネットプロトコル（TCP/IP）のプロ
パティを確認する→  59→  59。
2. IT 管理者とともにネットワーク設定を確認する。

不正な WLAN アクセスデータ。

• WLAN ネットワークの状態を確認する。
• WLAN アクセスデータを使用して機器に再度ログインする。
• 測定機器および操作機器の WLAN が有効になっているか確認する→  59。

WLAN 通信が無効。

–

Web サーバーとの接続が確立されない。

Web サーバー、FieldCare または DeviceCare と WLAN ネットワークが使用できない。
接続できない。

• WLAN 受信があるか確認する：表示モジュー
ルの LED が青色で点灯• WLAN 接続が有効か確認する：表示モジュー
ルの LED が青色で点滅• 機器機能を ON にする。

ネットワーク接続が存在しない、または不安定。

WLAN ネットワークが弱い。

• 操作機器が受信の範囲外にある：操作機器のネットワークの状態を確認する。
• ネットワーク性能を向上させるために、外部の WLAN アンテナを使用する。

WLAN とイーサネットのパラレル通信。

• ネットワーク設定を確認する。
• 一時的に WLAN のみをインタフェースとして有効にします。

ウェブブラウザがフリーズして操作できない。 データ転送が作動中接続が失われた

ウェブブラウザの内容が不完全、または読めな ウェブブラウザの最適なバージョンが使用さ
い。
れていない

不適切な表示設定

データ転送または現在の動作が完了するまで待ってください。
1. ケーブル接続と電源を確認する。
2. ウェブブラウザを再読込し、必要に応じて再起動する。
1. 適切なウェブブラウザバージョンを使用する→  58。
2. ウェブブラウザのキャッシュを消去し、ウェ
ブブラウザを再起動する。
ウェブブラウザのフォントサイズ/表示比率を変更する。

ウェブブラウザの内容が不完全、または表示さ • JavaScript が有効になっていない
れない。
• JavaScript を有効にできない

1. JavaScript を有効にする。
2. IP アドレスとして http://XXX.XXX.X.X.XX/
servlet/basic.html を入力する。

CDI-RJ45 サービスインタフェース（ポートコンピュータまたはネットワークのファイア
8000）を介した FieldCare または DeviceCare に ウォールによる通信の障害。
よる操作ができない。

コンピュータまたはネットワークで使用する
ファイアウォールの設定に応じて、FieldCare/
DeviceCare アクセスを可能にするためにファイアウォールを適合または無効にする必要がある。

CDI-RJ45 サービスインタフェース（ポートコンピュータまたはネットワークのファイア
8000 または TFTP ポート経由）を介したウォールによる通信の障害。
FieldCare または DeviceCare によるファームウ
ェアの更新ができない。

コンピュータまたはネットワークで使用する
ファイアウォールの設定に応じて、FieldCare/
DeviceCare アクセスを可能にするためにファイアウォールを適合または無効にする必要がある。

Endress+Hauser

171診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

システム統合用
エラー

可能性のある原因

対処法

PROFINET 機器名が正しく表示されず、コードを含んでいる

1 つ以上の下線を含む機器名がオートメーションシステムを介して設定されている。

オートメーションシステムを介して正しい機器名（下線なし）を設
定する。

12.2

発光ダイオードによる診断情報

12.2.1

変換器

変換器の各種 LED により機器ステータスに関する情報が提供されます。

1 2 3 4 5A0029629

1
2
3
4
5

電源電圧
機器ステータス
点滅/ネットワークステータス
ポート 1 アクティブ：PROFINET（Ethernet-APL）
ポート 2 アクティブ：サービスインターフェイス（CDI）

LED
1

2

3

電源電圧

色

意味

オフ

電源オフまたは供給電圧不足

緑色

電源 OK

機器ステータス/モジュ オフ
ールステータス（通常の緑色
操作）

ファームウェアエラー
機器ステータス OK

緑色点滅

機器が設定されていない

赤色点滅

診断動作「警告」の診断イベントが発生

赤色

診断動作「アラーム」の診断イベントが発生

赤色/緑色点滅

機器の再起動/自己テスト

点滅/
緑色
ネットワークステータス
緑色点滅

サイクリックデータ交換がアクティブ
オートメーションシステムの要求に従う：
点滅周波数：1 Hz（点滅機能：500 ms オン、500
ms オフ）「ステーション名」が設定されていない場合：• 点滅周波数：4 Hz• 表示：使用可能な「ステーション名」なし

4

172

ポート 1 アクティブ：
PROFINET（EthernetAPL）

赤色

IP アドレスはあるが、オートメーションシステムと接続されていない

赤色点滅

サイクリックデータ交換はアクティブだが、接続が切れている：
点滅周波数：3 Hz

オフ

接続なし、または接続が確立されていない

白色

接続あり、通信非アクティブ

白色点滅

接続あり、通信アクティブ

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

LED
5

診断およびトラブルシューティング色
ポート 2 アクティブ： オフ
サービスインターフェイス
オレンジ（CDI-RJ45）
オレンジ色点滅

Endress+Hauser

意味
接続なし、または接続が確立されていない接続あり、アクティビティなし
アクティビティあり

173診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

12.3

現場表示器の診断情報

12.3.1

診断メッセージ

機器の自己監視システムで検出されたエラーが、操作画面表示と交互に診断メッセージとして表示されます。
アラーム状態の操作画面表示

診断メッセージ

2 1

XXXXXXXXX

S

20.50

S801

3
4

Supply voltage

XX

X

S

XXXXXXXXX

i

Menu

5
A0029426-JA

1
2
3
4
5

ステータス信号
診断動作
診断動作と診断コード
ショートテキスト
操作部

2 つまたはそれ以上の診断イベントが同時に発生している場合は、最優先に処理する必要のある診断イベントのメッセージのみが示されます。
発生したその他の診断イベントは 診断 メニュー に表示されます。
• パラメータを使用 →  245• サブメニューを使用 →  246
ステータス信号ステータス信号は、診断情報（診断イベント）の原因を分類することにより、機器の状態および信頼性に関する情報を提供します。
ステータス信号は VDI/VDE 2650 および NAMUR 推奨 NE 107 に準拠して分類されます。F = 故障、C = 機能チェック、S = 仕様範囲外、M = メンテナンスが必要
シンボル

意味
エラー
機器エラーが発生。測定値は無効。
機能チェック
機器はサービスモード（例：シミュレーション中）
仕様範囲外
機器は作動中：技術仕様の範囲外（例：許容プロセス温度の範囲外）
メンテナンスが必要
メンテナンスが必要。測定値は依然として有効。

174

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断時の動作
シンボル

意味
アラーム
• 測定が中断します。
• 信号出力と積算計が設定されたアラーム状態になります。
• 診断メッセージが生成されます。
警告
測定が再開します。信号出力と積算計は影響を受けません。診断メッセージが生成さ
れます。

診断情報
診断情報を使用してエラーを特定することが可能です。ショートテキストにより、エラーに関する情報が提供されます。さらに、診断動作に対応するシンボルが現場表示器の診断情報の前に表示されます。
操作部
キー

意味
＋キー
メニュー、サブメニュー内
対策情報に関するメッセージを開きます。
Enter キー
メニュー、サブメニュー内
操作メニューを開きます。

Endress+Hauser

175診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

12.3.2

対処法の呼び出し

XXXXXXXXX

S

20.50

S801
Supply voltage
i

XX

X

S

XXXXXXXXX

Menu

1.

1

Diagnostic list
Diagnostics 1

S

S801 Supply voltage

Diagnostics 2
Diagnostics 3
2.
2
4
6

Supply voltage(ID:203)
S801 0d00h02m25s
Increase supply voltage

35

3.
A0029431-JA

 29

対処法のメッセージ

1
2
3
4
5
6

診断情報
ショートテキストサービス ID
診断動作と診断コード
エラー発生時の稼働時間
対処法

1.

診断メッセージを表示します。
 を押します（ シンボル）。
 診断リスト サブメニュー が開きます。

2.

 または  を使用して必要な診断イベントを選択し、  を押します。
 対処法に関するメッセージが開きます。

3.

 +  を同時に押します。
 対処法に関するメッセージが閉じます。

診断 メニュー 内の診断イベントの入力項目に移動します（例：診断リスト サブメニュー または 前回の診断結果 パラメータ）。
1.

 を押します。
 選択した診断イベントの対処法に関するメッセージが開きます。

2.

 +  を同時に押します。
 対処法に関するメッセージが閉じます。

12.4

ウェブブラウザの診断情報

12.4.1

診断オプション

機器が検知したエラーは、ユーザーがログインするとウェブブラウザのホームページに表示されます。

176

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

1

2

3
A0031056

1
2
3

ステータスエリアとステータス信号
診断情報
対処法とサービス ID

また、発生した診断イベントは 診断 メニュー に表示されます。
• パラメータを使用 →  245• サブメニューを使用 →  246
ステータス信号ステータス信号は、診断情報（診断イベント）の原因を分類することにより、機器の状態および信頼性に関する情報を提供します。
シンボル

意味
エラー
機器エラーが発生しました。測定値は無効。
機能チェック
機器がサービスモード（例：シミュレーション中）。
仕様範囲外
機器は作動中：技術仕様の範囲外（例：許容プロセス温度超過）
メンテナンスが必要
メンテナンスが必要。測定値は依然として有効。

ステータス信号は VDI/VDE 2650 および NAMUR 推奨 NE 107 に準拠して分類されます。

12.4.2

対策情報の呼び出し問題を迅速に是正できるよう、各診断イベントに対して対策情報が提供されます。これらの対策は、診断イベントおよび関連する診断情報とともに赤で表示されます。

12.5

FieldCare または DeviceCare の診断情報

12.5.1

診断オプション

機器が検知したエラーは、接続が確立されると操作ツールのホームページに表示されます。

Endress+Hauser177診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

1
Xxxxxx/…/…/
Xxxxxxx
Xxxxxxx

Xxxxxx2

3A0021799-JA

1
2
3

ステータスエリアとステータス信号 →  174
診断情報 →  175
対処法とサービス ID

また、発生した診断イベントは 診断 メニュー に表示されます。
• パラメータを使用 →  245• サブメニューを使用 →  246
診断情報
診断情報を使用してエラーを特定することが可能です。ショートテキストにより、エラーに関する情報が提供されます。さらに、診断動作に対応するシンボルが現場表示器の診断情報の前に表示されます。

12.5.2

対策情報の呼び出し問題を迅速に是正できるよう、各診断イベントに対して対策情報が提供されます。
• ホームページ上
対策情報は、診断情報の下の別個フィールドに表示されます。
• 診断 メニュー 内
対策情報はユーザーインターフェイスの作業エリアに呼び出すことが可能です。
診断 メニュー に移動します。
1.

必要なパラメータを呼び出します。

2.

作業エリアの右側で、パラメータの上にマウスポインタを移動させます。
 診断イベントに対する対策情報のヒントが表示されます。

12.6

診断情報の適応12.6.1

診断時の動作の適応

診断情報の各項目には、工場出荷時に特定の診断動作が割り当てられています。特定の診断情報については、ユーザーがこの割り当てを診断時の動作 サブメニューで変更できます。
エキスパート → システム → 診断イベントの処理 → 診断時の動作
178

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

使用可能な診断動作
以下の診断動作を割り当てることが可能です。
診断時の動作説明

アラーム

機器が測定を停止します。積算計が設定されたアラーム状態になります。
診断メッセージが生成されます。

警告

機器は測定を継続します。PROFINET を介した測定値出力および積算計は影響を受けません。診断メッセージが生成されます。

ログブック入力のみ

機器は測定を継続します。診断メッセージはイベントログブック サブメニ
ュー（イベントリスト サブメニュー）にのみ表示され、操作画面と交互に表示されることはありません。

オフ

診断イベントは無視され、診断メッセージの生成または入力は行なわれません。

測定値ステータスの表示
入力データモジュール（アナログ入力モジュール、ディスクリート入力モジュール、積算計モジュール、Heartbeat モジュールなど）が周期的にデータ伝送するよう設定されている場合、測定値ステータスは PROFINET PA プロファイル仕様 4 に準拠して符号化され、ステータスバイトを介して測定値とともに PROFINET コントローラに伝送されます。ステータスバイトは 3 つのセグメントに分割されます：品質、品質サブステータ
ス、リミット。
䴌㩺⼄

娆㋗ㇶ
漒
ᆝᅱᆕ

㎡毊

㎡毊ᆂᆣᆆᆓᇉᆌᆆ

ᆷᆬᆐᆕ
A0032228-JA 30

ステータスバイトの構造ステータスバイトの内容は、各機能ブロックのフェールセーフモードの設定に応じて異なります。フェールセーフモードの設定に応じて、PROFINET PA プロファイル仕様 4に準拠したステータス情報が、ステータスバイトのステータス情報を使用して、PROFINET（Ethernet-APL 対応）コントローラに伝送されます。リミット用の 2 ビットには常に値 0 が設定されます。
サポートするステータス情報

Endress+Hauser

ステータス

符号化（16 進）

BAD（不良）- メンテナンスアラーム

0x24～0x27

BAD（不良）- プロセス関連

0x28～0x2B

BAD（不良）- 機能チェック

0x3C～0x3F

UNCERTAIN（不明）- 初期値

0x4C～0x4F

UNCERTAIN（不明）- メンテナンス要求

0x68～0x6B

UNCERTAIN（不明）- プロセス関連

0x78～0x7B

GOOD（良好）- OK

0x80～0x83

GOOD（良好）- メンテナンスが必要

0xA4～0xA7

179

診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

ステータス

符号化（16 進）

GOOD（良好）- メンテナンス要求

0xA8～0xAB

GOOD（良好）- 機能チェック

0xBC～0xBF

12.7

診断情報の概要• 機器に 1 つ以上のアプリケーションパッケージがある場合は、診断情報および関係する測定変数の数は増加します。
• すべての Promass 機器ファミリーに関係する全測定変数は、常に「関係する測定変数」に表示されています。問題の機器に使用可能な測定変数は、機器のバージ
ョンに応じて異なります。機器の機能（個別の出力など）に測定変数を割り当てる場合は、問題の機器バージョンに使用可能な測定変数をすべて選択できます。
診断情報の一部の項目では、診断動作を変更することが可能です。診断情報の適合→  178

12.7.1

センサの診断

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

002 不明なセンサ

1. 正しいセンサが接続されているか確認する
2. センサについている 2-D マトリックスコードが傷ついていないか確認する

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント
• 静粘度

180

• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

022 温度センサの故障
測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

3． センサを交換してください。
1. もしあれば：センサと変換器間のケーブルの接続をチェックして下さい。
2. センサ電子モジュール（ISEM)をチェックまたは交換してください。

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性• 濃度• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度• センサ電子部（ISEM）の温度

Endress+Hauser• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

181診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

046 センサの規定値を越えています
測定変数のステータス [工場出荷時] 1)
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号S

診断動作

Warning

1. プロセスの状態をチェックしてください。
2. センサを調査してください。

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性• 濃度• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度• センサ電子部（ISEM）の温度
1)182• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

062 センサの接続不良
測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

3． センサを交換してください。
1. もしあれば：センサと変換器間のケーブルの接続をチェックして下さい。
2. センサ電子モジュール（ISEM)をチェックまたは交換してください。

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性• 濃度• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度• センサ電子部（ISEM）の温度

Endress+Hauser• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

183診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

063 励磁電流が不十分
測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

3． センサを交換してください。
1. もしあれば：センサと変換器間のケーブルの接続をチェックして下さい。
2. センサ電子モジュール（ISEM)をチェックまたは交換してください。

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性• 濃度• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度• センサ電子部（ISEM）の温度

184• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

082 保存データが不整合

モジュールの接続を確認する。

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度

Endress+Hauser• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

185診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

083 メモリ内容が不整合

1. 機器の再起動
2. S-DAT データの復元
3. S-DAT の交換

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント
• 静粘度

186

• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

119 センサの初期化中センサの初期化が進行中,

お待ちください測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号C

診断動作

Warning

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度

Endress+Hauser• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

187診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

140 センサ信号が不均整
測定変数のステータス [工場出荷時] 1)
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

S

診断動作

Alarm

3． センサを交換してください。
1. もしあれば：センサと変換器間のケーブルの接続をチェックして下さい。
2. センサ電子モジュール（ISEM)をチェックまたは交換してください。

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント
• 静粘度
1)

188

• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

141 ゼロ調整失敗

1. プロセス状態を確認する
2. 設定手順を繰り返す
3. センサを確認する

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度

Endress+Hauser• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

189診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

142 センサの指標コイル非対称が大き過ぎる

センサを確認する

測定変数のステータス [工場出荷時] 1)
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号S

診断動作

Warning

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント
• 静粘度
1)

190

• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

144 過大な計測エラー
測定変数のステータス [工場出荷時] 1)
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

1. プロセス状態を確認してください。
2. センサをチェックするか交換してください。

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性• 濃度• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度• センサ電子部（ISEM）の温度
1)• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

Endress+Hauser

191診断およびトラブルシューティング

12.7.2

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

電子部の診断

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

201 電子機器故障

1. 機器の再起動
2. 電子機器の交換

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント
• 静粘度

192

• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

242 ファームウェア互換性なし

1. ファームウェアのバージョンを確認。
2. フラッシュするか電子モジュールを交換。

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度

Endress+Hauser• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

193診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

252 モジュールの互換性なし

1. 電子モジュールを確認
2. 正しいモジュールがあるかを確認（例.防爆、非防爆)
3. 電子モジュールを交換

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント
• 静粘度

194

• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

262 モジュール接続に障害

1. センサ電子モジュール（ISEM)とメイン電子基板間の接続ケーブルを確認または交換。
2. ISEM またはメイン電子基板を確認または交換。

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度

Endress+Hauser• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

195診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

270 メイン基板の故障

1. 機器の再起動。
2. メイン電子モジュールの交換。

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント
• 静粘度

196

• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

271 メイン基板の不具合

1. 機器の再起動。
2. メイン電子モジュールの交換。

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度

Endress+Hauser• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

197診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

272 メイン基板の不具合

機器を再起動

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント
• 静粘度

198

• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

273 メイン基板の故障

1. 表示器の非常時操作に注意して下さい。
2. メイン電子モジュールの交換。

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度

Endress+Hauser• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

199

診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

275 I/O モジュール故障

I/O モジュールの変更

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント
• 静粘度

200

• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

276 I/O モジュールの故障

1. 機器を再起動して下さい。
2. IO モジュールを交換して下さい。

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度

Endress+Hauser• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

201

診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

283 メモリ内容が不整合

機器を再起動

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント
• 静粘度

202

• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

302 機器の検証がアクティブ機器の検証がアクティブです、お待ちください。

測定変数のステータス [工場出荷時] 1)
QualityGood

Quality substatus

Function check

Coding (hex)0xBC～0xBF

ステータス信号C

診断動作

Warning

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度
1)• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

303 I/O 1～n 構成変更

1. I/O モジュールの構成を適用する。（パラメータ 'I/O 構成の適用)
2. その後、DD を再読み込みして配線を確認する。

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号M

診断動作

Warning

影響される測定変数–

Endress+Hauser203診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

304 機器の検証のフェール
測定変数のステータス [工場出荷時] 1)
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

1. 検証レポートを確認する
2. 設定手順を繰り返す
3. センサを確認する

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント
• 静粘度
1)

204

• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

311 センサ電子部（ISEM)故障

メンテナンスが必要!
機器をリセットしない

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号M

診断動作

Warning

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度

Endress+Hauser• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

205診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

330 フラッシュファイルが無効

1. 機器のファームウェアをアップデートする。
2. 機器を再起動する。

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号M

診断動作

Warning

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント
• 静粘度

206

• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

331 ファームウェアのアップデートエラー
測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号F

診断動作

Warning

1. 機器のファームウェアをアップデートする。
2. 機器を再起動する。

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度

Endress+Hauser• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

207診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

332 組み込み HistoROM への書き込み失敗
測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

1. ユーザインタフェースボードを交換してください
2. 防爆 ：変換器を交換

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント
• 静粘度

208

• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

361 I/O モジュール 1～n 誤り

1. 機器を再起動して下さい。
2. 電子モジュールをチェックして下さい。
3. IO モジュールまたはメイン電子モジュールを交換してください。

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度

Endress+Hauser• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

209診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

369 マトリックスコードのスキャナが故障

マトリックスコードスキャナを交換する

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント
• 静粘度

210

• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

371 温度センサの故障

サービスへ連絡してください。

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号M

診断動作

Warning

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度

Endress+Hauser• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

211診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

372 センサ電子部（ISEM)故障

1. 機器を再起動する。
2. 故障が再発するか確認する。
3. センサ電子モジュール(ISEM)を交換する。

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント
• 静粘度

212

• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

373 センサ電子部（ISEM)故障

データを転送するか機器をリセットする

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度

Endress+Hauser• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

213診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

374 センサ電子部（ISEM)故障
測定変数のステータス [工場出荷時] 1)
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号S

診断動作

Warning

1. 機器を再起動する。
2. 故障が再発するか確認する。
3. センサ電子モジュール(ISEM)を交換する。

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性• 濃度• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度• センサ電子部（ISEM）の温度
1)

214• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

375 I/O- 1～n 通信異常

1. 機器を再起動する。
2. 故障が再発するか確認する。
3. 電子モジュールを含むモジュールラックを交換する。

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度

Endress+Hauser• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

215診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

378 ISEM への供給電圧に問題

1. 可能であれば、センサと変換器間の接続ケーブルを確認
2. メイン電子モジュールの交換
3. センサ電子モジュール(ISEM)の交換

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント
• 静粘度

216

• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

382 データストレージ

1. T-DAT を挿入する。
2. T-DAT を交換する。

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度

Endress+Hauser• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

217診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

383 電子メモリ内容

機器をリセット

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント
• 静粘度

218

• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

387 HistROM データの問題

弊社サービスにご連絡ください

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度

Endress+Hauser• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

219

診断およびトラブルシューティング

12.7.3

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

設定の診断

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

410 データ転送エラー

1. データ転送を再試行して下さい。
2. 接続をチェックして下さい。

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント
• 静粘度

220

• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

412 ダウンロード処理中

ダウンロード中です。しばらくお待ち下さい。

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号C

診断動作

Warning

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性

診断情報
番号

• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

修理

ショートテキスト

431 トリム 1～n が必要

調整の実行

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号C

診断動作

Warning

影響される測定変数–

Endress+Hauser221診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

437 設定の互換性なし

1. ファームウエアをアップデートする
2. 工場リセットを実行する

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント
• 静粘度

222

• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

438 データセットの不一致

1. データセットファイルを確認してください。
2. 機器の変数を確認してください。
3. 新しい機器の設定をダウンロードしてください。

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号M

診断動作

Warning

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

441 Current output 1～n saturated

1. Check current output settings
2. Check process

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号S

診断動作

Warning

影響される測定変数–

Endress+Hauser223

診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

442 Frequency output 1 saturated

1. Check frequency output settings
2. Check process

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号S

診断動作

Warning

影響される測定変数
–

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

443 Pulse output 1 saturated
測定変数のステータス [工場出荷時]

1)

QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号S

診断動作

Warning

1. Check pulse output settings
2. Check process

影響される測定変数–1)

診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

444 Current input 1～n saturated
測定変数のステータス [工場出荷時] 1)
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号S

診断動作

Warning

1. Check current input settings
2. Check connected device
3. Check process

影響される測定変数
測定値
1)

224

診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

453 流量の上書きが有効

流量オーバーライドの無効化

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号C

診断動作

Warning

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性• 濃度• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度• センサ電子部（ISEM）の温度

Endress+Hauser• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

225診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

484 フェールセーフモードのシミュレーション実行中

シミュレータの無効化

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

C

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性• 濃度• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度• センサ電子部（ISEM）の温度

226• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

485 エレメント温度のシミュレーション実行中

シミュレータの無効化

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号C

診断動作

Warning

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性• 濃度• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度

診断情報番号• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

修理

ショートテキスト

486 Current input 1～n simulation active

シミュレータの無効化

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号C

診断動作

Warning

影響される測定変数
測定値

Endress+Hauser227

診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

491 電流出力 1～n のシミュレーション実行中

シミュレータの無効化

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号C

診断動作

Warning

影響される測定変数
–

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

492 Frequency output 1～n simulation active

シミュレーション周波数出力を無効にする。

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号C

診断動作

Warning

影響される測定変数
–

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

493 パルス出力 のシミュレーションが有効

シミュレーションパルス出力を無効にする

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号C

診断動作

Warning

影響される測定変数–

228

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

494 Switch output 1～n simulation active

シミュレーションスイッチ出力を無効にする。

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号C

診断動作

Warning

影響される測定変数
–

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

495 診断イベントのシミュレーションを実行中

シミュレータの無効化

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号C

診断動作

Warning

影響される測定変数
–

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

496 Status input 1～n simulation active

ステータス入力のシミュレーションを止める。

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号C

診断動作

Warning

影響される測定変数–

Endress+Hauser229

診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

520 I/O 1～n ハードウェア構成無効

1. I/O ハードの構成を確認
2. 問題のある I/O モジュールを交換
3. 正しいスロットにダブルパルスモジュールを挿入

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数
–

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

528 濃度計算ができません

選択した計算アルゴリズムの有効範囲を超えている。
1. 濃度設定を確認してください。
2. 測定値、例えば密度や温度、を確認してください。

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

S

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 搬送液質量流量• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量
• 濃度

• 密度
• 質量流量• 固形分質量流量• 搬送液体積流量

診断情報
番号• 固形分体積流量• 体積流量修理

ショートテキスト

529 濃度計算結果が不正確選択した計算アルゴリズムの有効範囲を超えている。
1. 濃度設定を確認してください。
2. 測定値、例えば密度や温度、を確認してください。

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号S

診断動作

Warning

影響される測定変数• 搬送液質量流量• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量
• 濃度

230

• 密度
• 質量流量• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 体積流量Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

537 設定1.

IP アドレスの確認

2.

IP アドレスの変更

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号F

診断動作

Warning

影響される測定変数
–

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

594 Relay output 1～n simulation active

シミュレーションスイッチ出力を無効にする。

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号C

診断動作

Warning

影響される測定変数–

12.7.4
診断情報
番号

プロセスの診断
修理

ショートテキスト

803 ループ電流 1 エラー

1. 配線のチェックをして下さい。
2. IO モジュールを交換して下さい。

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数–

Endress+Hauser231

診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

830 周囲温度が高すぎます

センサハウジングの周囲温度を下げて下さい。

測定変数のステータス [工場出荷時] 1)
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号S

診断動作

Warning

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性• 濃度• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度• センサ電子部（ISEM）の温度
1)232• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

831 周囲温度が低すぎます

センサハウジングの周囲温度を上げて下さい。

測定変数のステータス [工場出荷時] 1)
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号S

診断動作

Warning

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性• 濃度• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度• センサ電子部（ISEM）の温度
1)• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

Endress+Hauser

233

診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

832 基板温度が高すぎます

周囲温度を下げてください。

測定変数のステータス [工場出荷時] 1)
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号S

診断動作

Warning

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント
• 静粘度
1)

234

• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

833 基板温度が低すぎます

周囲温度を上げて下さい。

測定変数のステータス [工場出荷時] 1)
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号S

診断動作

Warning

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度
1)• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

Endress+Hauser235診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

834 プロセス温度が高すぎます

プロセス温度を下げて下さい。

測定変数のステータス [工場出荷時] 1)
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号S

診断動作

Warning

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性• 濃度• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度• センサ電子部（ISEM）の温度
1)236• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

835 プロセス温度が低すぎます

プロセス温度を上げてください。

測定変数のステータス [工場出荷時] 1)
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号S

診断動作

Warning

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性• 濃度• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度• センサ電子部（ISEM）の温度
1)• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

Endress+Hauser237

診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

842 プロセス変数が下限以下
測定変数のステータス [工場出荷時] 1)
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号S

診断動作

Warning

1. プロセス値を小さくする。
2. アプリケーションを確認する。
3. センサを確認する。

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性• 濃度• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度• センサ電子部（ISEM）の温度
1)

238• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

862 計測チューブが非満管

1. プロセス中の気泡を確認してください。
2. 検出限界を調整してください。

測定変数のステータス [工場出荷時] 1)
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号S

診断動作

Warning

影響される測定変数• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 搬送液質量流量• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量
• 濃度
• 密度
• オイル密度• 水密度• 静粘度• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
1)

• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• S&W 体積流量
• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

882 入力信号に問題

1. 入力信号の設定を確認する。
2. 外部機器を確認する。
3. プロセス状態を確認する。

測定変数のステータス
Quality

Bad

Quality substatus

Maintenance alarm

Coding (hex)0x24～0x27

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度

Endress+Hauser• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

239

診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

910 計測チューブ振動しない

1. 可能であれば センサと変換器間の接続ケーブルを確認する
2. センサ電子モジュール(ISEM)を確認あるいは交換する
3. センサを確認する

測定変数のステータス
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号

F

診断動作

Alarm

影響される測定変数
–

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

912 流体が不均一
測定変数のステータス [工場出荷時]

1)

QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号S

診断動作

Warning

1. プロセスの状態をチェックして下さい。
2. プロセス圧力を上げてください。

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性• 濃度• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度• センサ電子部（ISEM）の温度
1)240• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

913 流体が適していない
測定変数のステータス [工場出荷時] 1)
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号S

診断動作

Warning

1.
2.

プロセスの状態を確認
電子モジュールまたはセンサの確認影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性• 濃度• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度• センサ電子部（ISEM）の温度
1)• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

Endress+Hauser241診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

915 粘度が仕様外

1. 2 相流を避ける
2. 圧力を上げる
3. 粘度と密度がレンジ内か確認する
4. プロセス状態を確認する

測定変数のステータス [工場出荷時] 1)
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号S

診断動作

Warning

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度
1)• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

941 API/ASTM 温度が仕様外
測定変数のステータス [工場出荷時]

1. プロセス温度を選択された API/ASTM コモディティグループと確認する
2. API/ASTM-関連パラメータを確認する

1)

QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号S

診断動作

Warning

影響される測定変数• オイル密度• 水密度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 質量流量• オイルの質量流量
1)242• 水の質量流量• NSV 流量
• NSV 流量代替
• S&W 体積流量
• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

942 API/ASTM 密度が仕様外

1. プロセス密度を API/ASTM コモディティグループと確認する
2. API/ASTM-関連パラメータを確認する

測定変数のステータス [工場出荷時] 1)
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号S

診断動作

Warning

影響される測定変数• オイル密度• 水密度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 質量流量• オイルの質量流量1)• 水の質量流量• NSV 流量
• NSV 流量代替
• S&W 体積流量
• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

943 API 圧力が仕様外
測定変数のステータス [工場出荷時]

1. プロセス圧力を API コモディティグループと確認
2. API 関連パラメータを確認

1)

QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号S

診断動作

Warning

影響される測定変数• オイル密度• 水密度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 質量流量• オイルの質量流量1)• 水の質量流量• NSV 流量
• NSV 流量代替
• S&W 体積流量
• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

Endress+Hauser243診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

944 モニタリングのフェール

Heartbeat モニタリングのプロセス状態のチェック

測定変数のステータス [工場出荷時] 1)
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号S

診断動作

Warning

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• 信号の非対称性• 保護容器の温度• センサーインデックスコイル非対称性• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• テストポイント• テストポイント
1)

• 静粘度
• 動粘度
• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• ねじれの信号の非対称性• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度

診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

948 振動ダンピングが過大プロセスの状態をチェックして下さい。

測定変数のステータス [工場出荷時] 1)
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号S

診断動作

Warning

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性• 濃度• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度• センサ電子部（ISEM）の温度
1)244• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

診断情報
番号

修理

ショートテキスト

984 結露の危険

1. 周囲温度を下げる
2. 流体温度を上げる

測定変数のステータス [工場出荷時] 1)
QualityGood

Quality substatus

Ok

Coding (hex)0x80～0x83

ステータス信号S

診断動作

Warning

影響される測定変数• 振動振幅 1• 振動振幅 2• アプリケーション固有の出力• アプリケーション固有の出力• 信号の非対称性• 搬送液質量流量• 保護容器の温度• 固形分基準体積流量• 搬送液基準体積流量• センサーインデックスコイル非対称性
• 濃度
• 測定値
• 振動ダンピング 1• 振動ダンピング 2• 密度• オイル密度• 水密度• テストポイント• テストポイント• 静粘度
1)• センサ電子部（ISEM）の温度• GSV 流量
• GSV 流量代替
• 動粘度
• 質量流量• オイルの質量流量• 水の質量流量• 不均一流体の指標• 浮遊気泡の指標• HBSI• NSV 流量
• NSV 流量代替
• 外部圧力• コイル電流 1• コイル電流 2• 振動周波数 1• 振動周波数 2• 質量流量生値• S&W 体積流量
• ねじれの信号の非対称性• 基準密度• 基準密度代替• 基準体積流量• オイルの基準体積流量• 水の基準体積流量• 振動ダンピングの変動 1• 振動ダンピングの変動 2• 周波数変動 1• 周波数変動 2• 固形分質量流量• 搬送液体積流量• 固形分体積流量• 温度補正後の静粘度• 温度補正後の動粘度• 温度• 体積流量• オイルの体積流量• 水の体積流量• Water cut

診断動作を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

12.8

未処理の診断イベント

診断 メニュー を使用すると、現在の診断イベントおよび前回の診断イベントを個別に表示させることが可能です。
診断イベントの是正策を呼び出す方法：• 現場表示器を使用→  176• ウェブブラウザを使用→  177•「FieldCare」操作ツールを使用→  178•「DeviceCare」操作ツールを使用→  178
その他の未処理の診断イベントは診断リスト サブメニュー→  246 に表示されます。
ナビゲーション
「診断」 メニュー 診断

Endress+Hauser

現在の診断結果→  246

前回の診断結果→  246245

診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

再起動からの稼動時間→  246

稼動時間→  246

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ
現在の診断結果

必須条件

説明

ユーザーインターフェイス

1 つの診断イベントが発生しているこ 診断情報に加えて現在発生していると。
診断イベントを表示。
つあるいはそれ以上のメッセ 2ージが同時に発生した場合は、診断動作のシンボル、診断
コード、ショートメッセー
ジ

最優先に処理する必要のあるメ
ッセージが表示されます。
前回の診断結果

すでに 2 つの診断イベントが発生していること。

診断情報に加えて以前に発生した現在の診断イベントを表示。

診断動作のシンボル、診断
コード、ショートメッセー
ジ

再起動からの稼動時間–

最後に機器が再起動してからの機器の運転時間を表示。

日（d）、時（h）、分（m）、
秒（s）

稼動時間

–

装置の稼働時間を示す。

日（d）、時（h）、分（m）、
秒（s）

12.9

診断リスト

現在未処理の診断イベントを最大 5 件まで関連する診断情報とともに 診断リスト サブ
メニュー に表示できます。5 件以上の診断イベントが未処理の場合は、最優先に処理する必要のあるイベントが表示部に示されます。
ナビゲーションパス
診断 → 診断リスト
İ įįİ૷౯ςΑΠ૷౯ġĲŔŔĵĵĲġഩၠ੄ႁĲ

૷౯ġĳ
૷౯ġĴ
A0014006-JA

 31

現場表示器の表示例

診断イベントの是正策を呼び出す方法：• 現場表示器を使用→  176• ウェブブラウザを使用→  177•「FieldCare」操作ツールを使用→  178•「DeviceCare」操作ツールを使用→  178

12.10 イベントログブック
12.10.1 イベントログの読み出し
イベントリストサブメニューでは、発生したイベントメッセージの一覧を時系列に表示できます。
ナビゲーションパス
診断 メニュー → イベントログブック サブメニュー → イベントリスト
246

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティングŔİįįİͼαϋΠςΑΠ

ŔĵĵĲġഩၠ੄ႁĲ
ıťıĳũĶĶŮĲĺŴ
ŔĵĵĲġഩၠ੄ႁĲ
ŔĵĵĲġഩၠ੄ႁĲ
A0014008-JA

 32

現場表示器の表示例• 最大 20 件のイベントメッセージを時系列に表示できます。
• 拡張 HistoROM アプリケーションパッケージ（注文オプション）が有効な場合、イベントリストには最大 100 件までストア可能です。
イベント履歴には、次の入力項目が含まれます。
• 診断イベント →  180• 情報イベント →  247
各イベントの発生時間に加えて、そのイベントの発生または終了を示すシンボルが割り当てられます。
• 診断イベント• ：イベントの発生• ：イベントの終了• 情報イベント
：イベントの発生
診断イベントの是正策を呼び出す方法：• 現場表示器を使用→  176• ウェブブラウザを使用→  177•「FieldCare」操作ツールを使用→  178•「DeviceCare」操作ツールを使用→  178
表示されたイベントメッセージのフィルタリング →  247

12.10.2 イベントログブックのフィルタリング
フィルタオプション パラメータを使用すると、イベントリストサブメニューに表示するイベントメッセージのカテゴリを設定できます。
ナビゲーションパス
診断 → イベントログブック → フィルタオプション
フィルタカテゴリー• すべて• 故障（F）• 機能チェック（C）• 仕様範囲外 (S)• メンテナンスが必要 (M)• 情報 (I)12.10.3 情報イベントの概要
診断イベントとは異なり、情報イベントは診断リストには表示されず、イベントログブ
ックにのみ表示されます。
情報番号Endress+Hauser

情報名

I1000

--------(装置 OK)

I1079

センサが交換されました。

I1089

電源オン

I1090

設定のリセット

I1091

設定変更済

247

診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

情報番号

248

情報名

I1092

HistoROM のバックアップ削除

I1111

密度調整エラーI11280ゼロ点検証と調整を推奨します

I11281

ゼロ点検証と調整を推奨しません

I1137

電子部が交換されました

I1151

履歴のリセット

I1155

電子部内温度のリセット

I1156

メモリエラー トレンドI1157

メモリエラー イベントリスト

I1209

密度調整 OK

I1221

ゼロ点調整エラー

I1222

ゼロ点調整 OK

I1256

表示:

I1278

I/O モジュールの再スタート

I1335

ファームウェアの変更

I1361

Web サーバ:ログイン失敗

I1397

フィールドバス: アクセスステータス変更

I1398

CDI:

I1444

機器の検証パス

I1445

機器の検証のフェール

I1447

基準データとして記録する

I1448

アプリケーションの基準データを記録する

I1449

アプリケーションの基準データの記録失敗

I1450

モニタリング オフ

I1451

モニタリング オン

I1457

フェール：測定エラー検証

I1459

フェール：I/O モジュールの検証

I1460

センサの健全性(HBSI)検証失敗

I1461

フェール：センサの検証

I1462

フェール：センサの電子機器モジュールの検証

I1512

ダウンロードを開始しました

I1513

ダウンロード終了

I1514

アップロード開始

I1515

アップロード完了

I1618

I/O モジュール 2 交換

I1619

I/O モジュール 3 交換

I1621

I/O モジュール 4 交換

I1622

校正の変更

I1624

全積算計のリセット

I1625

書き込み保護有効I1626

書き込み禁止無効

I1627

Web サーバ:ログイン成功

I1628

ディスプレイ:ログイン成功

アクセスステータス変更

アクセスステータス変更

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

情報番号

診断およびトラブルシューティング

情報名

I1629

CDI: ログイン成功

I1631

Web サーバアクセス変更

I1632

ディスプレイ:ログイン失敗

I1633

CDI: ログインの失敗

I1634

工場初期値にリセット

I1635

出荷時設定にリセット

I1639

最大のスイッチサイクル数へ到達

I1649

ハードウェアの書き込み保護が有効

I1650

ハードウェアの書込み保護は無効

I1712

新しいフラッシュファイルを受領

I1725

センサ電子部モジュール（ISEM)交換

I1726

設定のバックアップ失敗

12.11 機器のリセット
機器リセット パラメータ (→  141)を使用して、機器の全設定または部分的な設定を定義済みの状態にリセットできます。

12.11.1 「機器リセット」 パラメータの機能範囲
選択項目

説明

キャンセル

何も実行せずにこのパラメータを終了します。

納入時の状態にユーザー固有の初期設定で注文されたすべてのパラメータをユーザー固有の値にリセットします。その他のパラメータはすべて、工場出荷時の設定にリセットされます。

機器の再起動

再起動により、揮発性メモリ（RAM）に保存されているデータをもつすべてのパラメータが工場設定にリセットされます（例：測定値データ）。機器設定に変更はありません。

12.12 機器情報
機器情報 サブメニューには、機器の識別に必要な各種情報を表示するパラメータがすべて含まれています。
ナビゲーション
「診断」 メニュー → 機器情報

‣ 機器情報

Endress+Hauser

デバイスのタグ→  250

シリアル番号→  250

ファームウェアのバージョン→  250

機器名→  250249

診断およびトラブルシューティング

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

製造者→  250

オーダーコード→  250

拡張オーダーコード 1→  250

拡張オーダーコード 2→  250

拡張オーダーコード 3→  250

ENP バージョン→  250

パラメータ概要（簡単な説明付き）
パラメータ

説明

ユーザーインターフェイス

工場出荷時設定

デバイスのタグ

機器のタグを表示します。

数字、英字、特殊文字からなる文字列

Promass

シリアル番号

機器のシリアル番号の表示。

最大 11 文字の英字および数
字–

ファームウェアのバージョン

ファームウェアバージョンの表示。

形式 xx.yy.zz の文字列–

機器名

変換器の名称の表示。

Promass 300/500–

数字、英字、特殊文字からなる文字列

Prowirl

数字、英字、特殊文字からなる文字列

Endress+Hauser 名称は変換器の銘板に明記されてい
ます。
機器名
製造者

製造者を表示します。

オーダーコード

機器のオーダコードの表示。


拡張オーダーコード 1

拡張オーダコードの 1 番目の部分を表示。 文字列
拡張オーダーコード 2

英字、数字、特定の句読点–（/など）で構成される文字列
オーダーコードはセンサおよび変換器の銘板の「オーダーコード」欄に明記されています。
–

拡張オーダーコードもセンサおよび変換器の銘板の「拡張オーダーコー
ド」欄に明記されています。

拡張オーダコードの 2 番目の部分を表示。 文字列–

 拡張オーダーコードもセンサおよび変換器の銘板の「拡張オーダーコー
ド」欄に明記されています。
拡張オーダーコード 3

拡張オーダコードの 3 番目の部分を表示。 文字列–

 拡張オーダーコードもセンサおよび変換器の銘板の「拡張オーダーコー
ド」欄に明記されています。
ENP バージョン

250

電子ネームプレート（ENP)のバージョンを 文字列表示。

2.02.00

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

診断およびトラブルシューティング

12.13 ファームウェアの履歴
リリー
ス
日付

ファームウ 「ファームェアのバー ウェアのバ
ジョン
ージョン」
のオーダー
コード

2023

01.00.zz

ファームウェア
変更

オプション オリジナルファーム
61
ウェア

資料の種類

取扱説明書

関連資料

BA02113D/06/EN/01.21

サービスインターフェイスを使用してファームウェアを現行バージョンに書き換えることができます。
ファームウェアのバージョンとインストールされたデバイス記述ファイルおよび操作ツールとの互換性については、メーカー情報資料の機器情報を参照してください。
メーカー情報は、以下から入手できます。
• 当社ウェブサイトのダウンロードエリアより：www.endress.com → Download• 次の詳細を指定します。
• 製品ルートコード：例、8O3B
製品ルートコードはオーダーコードの最初の部分：機器の銘板を参照• テキスト検索：メーカー情報• メディアタイプ：ドキュメント – 技術資料

Endress+Hauser

251

メンテナンス

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

13

メンテナンス

13.1

メンテナンス作業

特別なメンテナンスは必要ありません。

13.1.1

外部洗浄

機器の外部を洗浄する場合は、必ずハウジングまたはシールの表面に傷をつけない洗浄剤を使用してください。

13.2

測定機器およびテスト機器

Endress+Hauser は、W@M またはテスト機器など各種の測定機器やテスト機器を提供
しています。
サービスの詳細については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。
一部の測定機器およびテスト機器のリスト：→  255→  257

13.3

エンドレスハウザー社サービス

エンドレスハウザー社では、再校正、メンテナンスサービス、またはテスト機器など、
メンテナンスに関する幅広いサービスを提供しています。
サービスの詳細については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

252

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

14

修理

14.1

一般情報

14.1.1

修理および変更コンセプト

修理

Endress+Hauser の修理および変更コンセプトでは、次のことが考慮されています。
• 機器はモジュール式の構造となっています。
• スペアパーツは合理的なキットに分類され、関連する取付指示が付属します。
• 修理は、Endress+Hauser サービス担当または適切な訓練を受けたユーザーが実施します。
• 認証を取得した機器は、Endress+Hauser サービス担当または工場でのみ別の認証取得機器に交換できます。

14.1.2

修理および変更に関する注意事項

機器の修理および変更を行う場合は、次の点に注意してください。
‣ 弊社純正スペアパーツのみを使用してください。
‣ 取付指示に従って修理してください。
‣ 適用される規格、各地域/ 各国の規定、防爆資料（XA）、認証を遵守してください。
‣ 修理および変更はすべて文書に記録し、W@M ライフサイクル管理データベースおよび Netilion Analytics に入力してください。

14.2

スペアパーツデバイスビューワー（www.endress.com/deviceviewer）：
機器のスペアパーツがすべてオーダーコードとともにリストされており、注文することが可能です。関連する設置要領書がある場合は、これをダウンロードすることもできます。
機器シリアル番号：• 機器の銘板に明記されています。
• 機器情報 サブメニュー 内のシリアル番号 パラメータ (→  250)を使用して読み出せます。

14.3

Endress+Hauser サービス

Endress+Hauser は、さまざまなサービスを提供しています。
サービスの詳細については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせくださ
い。

14.4

返却

機器の安全な返却要件は、機器の種類と各国の法によって異なります。

Endress+Hauser1.

情報については次のウェブページを参照してください：
http://www.endress.com/support/return-material
 地域を選択します。

2.

機器の修理または工場校正が必要な場合、あるいは、誤った機器が注文または納入された場合は、本機器を返却してください。

253

修理

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

14.5

廃棄

電子・電気機器廃棄物（WEEE）に関する指令 2012/19/EU により必要とされる場合、分別されていない一般廃棄物として処理する WEEE を最小限に抑えるため、製品には絵文字シンボルが付いています。このマークが付いている製品は、分別しない一般ゴ
ミとしては廃棄しないでください。代わりに、適切な条件下で廃棄するために製造者へご返送ください。

14.5.11.

機器の取外し機器の電源をオフにします。

L 警告
プロセス条件によっては、危険が及ぶ可能性があります。
‣ 機器内の圧力、高温、腐食性測定物を使用するなど、危険なプロセス条件の場合は注意してください。
2. 「機器の取付け」および「機器の接続」セクションに明記された取付けおよび接続
手順と逆の手順を実施してください。安全上の注意事項に従ってください。

14.5.2

機器の廃棄

L 警告
健康に有害な流体によって、人体や環境に危険が及ぶ可能性があります。
‣ 隙間に入り込んだ、またはプラスチックから拡散した物質など、健康または環境に有害な残留物を、機器および隙間の溝からすべて確実に除去してください。
廃棄する際には、以下の点に注意してください。
‣ 適用される各地域/ 各国の規定を遵守してください。
‣ 機器コンポーネントを適切に分別および再利用してください。

254

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

15

アクセサリ

アクセサリ

変換器およびセンサには、アクセサリも多数用意されています。詳細については、最寄りの弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。オーダーコードに関する詳細は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせいただくか、弊社ウェブサイ
トの製品ページをご覧ください：www.endress.com。

15.1

機器固有のアクセサリ

15.1.1

変換器用

アクセサリ

説明

Proline 300 変換器

交換用あるいは在庫用変換器。オーダーコードを使用して以下の仕様を指定し
ます。
• 認定
• 出力
• 入力
• 表示/操作• ハウジング• ソフトウェア オーダーコード：8X3BXX
 設置要領書 EA01200D
分離型ディスプレイと操
作モジュール DKX001• 機器と一緒に注文する場合：「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション O「分離型 4 行表示、
バックライト；10 m (30 ft) ケーブル；タッチコントロール」• 別途注文する場合：• 機器：「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション M「なし、分離型ディスプレイ用に準備」• DKX001：別個の製品構成 DKX001 を使用• 後で注文する場合：
DKX001：別個の製品構成 DKX001 を使用
DKX001 の取付ブラケット• 一緒に注文する場合：「同梱アクセサリ」のオーダーコード、オプション RA「取付ブラケット、1/2" 配管」• 後で注文する場合：オーダー番号：71340960
接続ケーブル（交換用ケーブル）
別個の製品構成 DKX002 を使用
分離ディスプレイと操作モジュール DKX001 の詳細については、こちらを
 参照してください→  280。
個別説明書 SD01763D


外部の WLAN アンテナ

外部の WLAN アンテナ、接続ケーブル 1.5 m (59.1 in) と 2 つのアングルブラケット付き。「同梱アクセサリ」のオーダーコード、オプション P8「広域ワイヤ
レスアンテナ」
WLAN アンテナは、サニタリアプリケーションでの使用には適 • 外部のしていません。
• WLAN インターフェイスに関する追加情報→  65。

 オーダー番号：71351317
 設置要領書 EA01238D
日除けカバー

天候（例：雨水、直射日光による過熱）の影響から機器を保護するために使用します。

 オーダー番号：71343505
 設置要領書 EA01160D
Endress+Hauser

255アクセサリ

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

15.1.2

センサ用

アクセサリ

説明

スチームジャケット

センサ内の流体温度を一定に保つために使用します。流体として使用できるのは、水、蒸気、その他の非腐食性液体です。
測定物としてオイルを使用する場合は、Endress+Hauser にお問い合わせく ださい。
 個別説明書 SD02159D

15.2

通信関連のアクセサリ

アクセサリ

説明

Fieldgate FXA42接続した 4～20 mA アナログ機器およびデジタル機器の測定値の伝送に使用します。
TI01297S •• 技術仕様書
取扱説明書 BA01778S• 製品ページ：www.endress.com/fxa42

Field Xpert SMT50

機器設定用の Field Xpert SMT70 タブレット PC は、非危険場所でのモバイルプ
ラントアセットマネジメントを可能にします。これは、設定およびメンテナンスの担当者が、デジタル通信インターフェイスを使用してフィールド機器を管理し、進捗状況を記録するために適しています。
このタブレット PC は、ドライバライブラリがプレインストールされたオールイ
ンワンソリューションとして設計されており、フィールド機器のライフサイク
ル全体にわたる管理に使用可能な、使いやすいタッチ感応ツールです。
TI01342S
 •• 技術仕様書
取扱説明書 BA01709S• 製品ページ：www.endress.com/smt50

Field Xpert SMT70

機器設定用の Field Xpert SMT70 タブレット PC は、危険場所や非危険場所でのモバイルプラントアセットマネジメントを可能にします。これは、設定およびメンテナンスの担当者が、デジタル通信インターフェイスを使用してフィール
ド機器を管理し、進捗状況を記録するために適しています。
このタブレット PC は、ドライバライブラリがプレインストールされたオールイ
ンワンソリューションとして設計されており、フィールド機器のライフサイク
ル全体にわたる管理に使用可能な、使いやすいタッチ感応ツールです。
TI01342S
 •• 技術仕様書
取扱説明書 BA01709S• 製品ページ：www.endress.com/smt70

Field Xpert SMT77

機器設定ツール Field Xpert SMT77 タブレット PC を使用すると、Ex Zone 1 に分類される危険場所でのモバイルプラントアセットマネジメントが可能になります。
TI01418S
 •• 技術仕様書
取扱説明書 BA01923S• 製品ページ：www.endress.com/smt77

256

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

15.3

アクセサリ

サービス関連のアクセサリ

アクセサリ

説明

ApplicatorEndress+Hauser 製機器のセレクション/サイジング用ソフトウェア。
• 産業上の要件に応じた機器の選定• 最適な流量計を選定するために必要なあらゆるデータの計算（例：呼び口径、圧力損失、流速、精度）• 計算結果を図で表示• プロジェクトの全期間中、部分オーダーコードの確認、あらゆるプロジ
ェクト関連データおよびパラメータの管理、文書化、アクセスが可能です。
Applicator は以下から入手可能：• インターネット経由：https://portal.endress.com/webapp/applicator• 現場の PC インストール用にダウンロード可能な DVD

W@M

W@M ライフサイクルマネジメント
いつでも入手可能な情報により生産性が向上します。プラントおよびそのコンポーネントに関連するデータを、計画の初期段階および資産のライフ
サイクル全体にわたって取得することが可能です。
W@M ライフサイクルマネジメントは、オンラインおよびオンサイトツールを備えたオープンでフレキシブルなの情報プラットフォームです。デー
タに瞬時にアクセスできるため、プラントのエンジニアリング時間の短縮、
購買プロセスの迅速化、プラント稼働時間の増加が実現します。
適切なサービスと組み合わせることにより、W@M ライフサイクルマネジ
メントはあらゆる段階の生産性向上に役立ちます。詳細については、
www.endress.com/lifecyclemanagement を参照してください。

FieldCare

Endress+Hauser の FDT ベースのプラントアセットマネジメントツールです。
システム内のすべてのスマートフィールド機器を設定できるため、管理作業に役立ちます。ステータス情報を使用することにより、ステータスと状態を容易かつ効果的にチェックすることができます。

 取扱説明書 BA00027S / BA00059S
DeviceCare

Endress+Hauser 製フィールド機器の接続および設定用ツールです。

 イノベーションカタログ IN01047S
15.4

システムコンポーネント

アクセサリ

説明

Memograph M グラフィックデータマネージャ

Memograph M グラフィックデータマネージャには、関連する測定変数の情報がすべて表示されます。測定値を正確に記録し、リミット値の監視、測定点の解析を行います。これらのデータは 256 MB の内部メモリに保存されます。また、SD カードや USB メモリにも保存できます。
TI00133R
 •• 技術仕様書
取扱説明書 BA00247R

Cerabar M

気体、蒸気、液体の絶対圧およびゲージ圧測定用の圧力伝送器です。プロセス
圧力値の読込みに使用できます。
TI00426P / TI00436P
 •• 技術仕様書
取扱説明書 BA00200P / BA00382P

Cerabar S

気体、蒸気、液体の絶対圧およびゲージ圧測定用の圧力伝送器です。プロセス
圧力値の読込みに使用できます。
TI00383P
 •• 技術仕様書
取扱説明書 BA00271P

iTEMP

あらゆるアプリケーションに使用でき、気体、蒸気、液体の測定に最適な温度伝送器です。流体温度の読込みに使用できます。

「活用分野」資料 FA00006T

Endress+Hauser

257

技術データProline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

16

技術データ

16.1

アプリケーション

本機器は、液体および気体の流量測定にのみ使用することを目的としたものです。
注文したバージョンに応じて、本機器は爆発性、可燃性、毒性、酸化性の測定物も測定できます。
機器が耐用年数にわたって適切な動作状態を維持することを保証するため、接液部材質
が十分に耐性のある測定物にのみ使用してください。

16.2

機能とシステム構成

測定原理

コリオリの原理に基づく質量流量測定

計測システム

本機器は変換器とセンサから構成されます。
本機器は一体型：
変換器とセンサが機械的に一体になっています。
機器の構成に関する情報 →  13

258

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

16.3
測定変数

技術データ

入力

直接測定するプロセス変数• 質量流量• 密度• 温度
計算された測定変数• 体積流量• 基準体積流量• 基準密度

測定範囲

液体の測定範囲
呼び口径

測定範囲フルスケール値 min(F) ～ max(F)

[mm]

[in]

[kg/h][lb/min]80

30～180 000

0～6 615100

40～350 000

0～12 860150

60～800 000

0～29 400250

100～2 200 000

0～80 850

気体の測定範囲
測定範囲は、使用する気体の密度および音速に応じて異なり、以下の計算式を使用して算出できます。
max(G) = 最小の(max(F) · ρG : x ) および(ρG · (cG/2) · di2 · (π/4) · 3600 · n)

 max(G)

気体の最大測定範囲 [kg/h]

 max(F)液体の最大測定範囲 [kg/h]

 max(G) <  max(F) max(G) は必ず  max(F) より小さい

ρG

動作条件下での気体密度 [kg/m³]x最大気体流量の制限定数 [kg/m³]cG

音速（気体）[m/s]di計測チューブ内径 [m]

π

Pi

n=2

計測チューブの数

呼び口径

Endress+Hauser

x

[mm]

[in]

[kg/m3]

80

3

110

100

4

130

150

6

200

250

10

200

259

技術データProline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

2 つの計算式を使用して測定範囲を算出する場合：
1.

両方の計算式で測定範囲を算出します。

2.

小さい方の値を使用する必要があります。

推奨の測定範囲
流量制限 →  276

計測可能流量範囲1000 : 1 以上。
設定されたフルスケール値を流量が超えても電子モジュールはオーバーライドされず、積算値が正確に測定されます。

入力信号

外部測定値
特定の測定変数の精度を上げるか、または気体の基準体積流量を計算するため、オート
メーションシステムにより機器にさまざまな測定値を連続して書き込むことができます。
• 精度を上げるためのプロセス圧力（Endress+Hauser では絶対圧力用の圧力伝送器（例：Cerabar M または Cerabar S）の使用を推奨）• 精度を上げるための流体温度（例：iTEMP）• 気体の基準体積流量を計算するための基準密度
Endress+Hauser では各種の圧力伝送器と温度計を用意しています。「アクセサリ」
章を参照してください。→  257
基準体積流量を計算するために外部測定値を読み込むことを推奨します。
電流入力
電流入力を介して測定値がオートメーションシステムから機器に書き込まれます→  260。
デジタル通信
測定値は、オートメーションシステムにより、PROFINET（Ethernet-APL 対応）経由で書き込まれます。
電流入力 0/4～20 mA
電流入力

0/4～20 mA（アクティブ/パッシブ）

電流スパン• 4～20 mA（アクティブ）• 0/4～20 mA（パッシブ）

分解能

1 µA

電圧降下

通常：0.6～2 V、3.6～22 mA の場合（パッシブ）

最大入力電圧≤ 30 V（パッシブ）

開回路電圧≤ 28.8 V（アクティブ）

可能な入力変数

• 圧力
• 温度
• 密度

ステータス入力

260

最大入力値

• DC –3～30 V• ステータス入力がアクティブ（オン）な場合：Ri >3 kΩ

応答時間

設定可能：5～200 ms

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

Endress+Hauser

入力信号レベル• ローレベル：DC –3～+5 V• ハイレベル：DC 12～30 V

割り当て可能な機能• オフ• 各積算計を個別にリセット• すべての積算計をリセット• 流量の強制ゼロ出力

技術データ

261

技術データProline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

16.4
出力信号

出力

PROFINET（Ethernet-APL 対応）
機器使用

APL フィールドスイッチとの機器接続
以下の APL ポート分類に準拠している場合にのみ、機器を操作できます。
• 危険場所で使用する場合：SLAA または SLAC 1)• 非危険場所で使用する場合：SLAXAPL フィールドスイッチの接続値（例：APL ポート分類 SPCC または SPAA な
どに対応）：• 最大入力電圧：15 VDC• 最小出力値：0.54 W
SPE スイッチとの機器接続• 本機器は適切な SPE スイッチと組み合わせて非危険場所で使用することが可能です。本機器は、最大電圧 30 VDC、最小出力 1.85 W の SPE スイッチに接続できます。
• SPE スイッチは、10BASE-T1L 規格および PoDL 電源クラス 10、11、または 12 に対応しており、電源クラス認識を無効にする機能を備えている必要があります。

PROFINET

IEC 61158 および IEC 61784 に準拠

Ethernet-APL

IEEE 802.3cg に準拠、APL ポートプロファイル仕様 v1.0、電気的に絶縁

データ転送

10 Mbit/s

消費電流

変換器
• 最大 400 mA（24 V）• 最大 200 mA（110 V、50/60 Hz；230 V、50/60 Hz）

許容電源電圧9～30 V

ネットワーク接続

逆接保護内蔵1)

危険場所における機器使用の詳細については、防爆関連の安全上の注意事項を参照してください。

電流出力 4～20 mA

262

信号モード

可能な設定：• アクティブ
• パッシブ

電流スパン

可能な設定：• 4～20 mA NAMUR• 4～20 mA US• 4～20 mA• 0～20 mA（信号モードが有効な場合のみ）• 固定電流値

最大出力値

22.5 mA

開回路電圧

DC 28.8 V（アクティブ）

最大入力電圧DC 30 V（パッシブ）

負荷0～700 Ω

分解能

0.38 µA

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

ダンピング

設定可能：0～999.9 秒

割り当て可能な測定変数• 質量流量• 体積流量• 基準体積流量• 密度• 基準密度• 温度• 電子モジュール内温度• 振動周波数 0• 振動ダンピング 0• 信号の非対称性• 励磁コイル電流 0

技術データ

機器に 1 つ以上のアプリケーションパッケージがある場合、オプション
 の範囲が広がります。

パルス/周波数/スイッチ出力
機能

パルス、周波数、またはスイッチ出力として設定可能

バージョン

オープンコレクタ
可能な設定：• アクティブ
• パッシブ• パッシブ NAMUR Ex-i、パッシブ
最大入力値

DC 30 V、250 mA（パッシブ）

開回路電圧

DC 28.8 V（アクティブ）

電圧降下22.5 mA の場合：≤ DC 2 V

パルス出力
最大入力値

DC 30 V、250 mA（パッシブ）

最大出力電流22.5 mA（アクティブ）

開回路電圧

DC 28.8 V（アクティブ）

パルス幅

設定可能：0.05～2 000 ms

最大パルスレート

10 000 Impulse/s

パルス値

設定可能

割当て可能な測定変数• 質量流量• 体積流量• 基準体積流量

周波数出力

Endress+Hauser

最大入力値

DC 30 V、250 mA（パッシブ）

最大出力電流22.5 mA（アクティブ）

開回路電圧

DC 28.8 V（アクティブ）

出力周波数

設定可能：周波数終了値 2～10 000 Hz（f max = 12 500 Hz）

ダンピング

設定可能：0～999.9 秒

ハイ/ロー

1:1

263

技術データProline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

割当て可能な測定変数• 質量流量• 体積流量• 基準体積流量• 密度• 基準密度• 温度• 電子モジュール内温度• 振動周波数 0• 振動ダンピング 0• 信号の非対称性• 励磁コイル電流 0
1 つ以上のアプリケーションパッケージがある場合、オプション
 機器にの範囲が広がります。

スイッチ出力
最大入力値

DC 30 V、250 mA（パッシブ）

開回路電圧

DC 28.8 V（アクティブ）

スイッチング動作

2 値、導通または非導通

スイッチング遅延

設定可能：0～100 秒

スイッチング回数無制限

割当て可能な機能• オフ• オン• 診断時の動作• リミット値• 質量流量• 体積流量• 基準体積流量• 密度• 基準密度• 温度• 積算計 1～3
• 流れ方向監視• ステータス• 非満管の検出• ローフローカットオフ
1 つ以上のアプリケーションパッケージがある場合、オプション
 機器にの範囲が広がります。

リレー出力

264

機能

スイッチ出力バージョン

リレー出力、電気的に絶縁

スイッチング動作

可能な設定：• NO（ノーマルオープン）、工場設定• NC（ノーマルクローズ）

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

技術データ

最大スイッチング容量（パ • DC 30 V、0.1 A
ッシブ）• AC 30 V、0.5 A割当て可能な機能• オフ• オン• 診断時の動作• リミット値• 質量流量• 体積流量• 基準体積流量• 密度• 基準密度• 温度• 積算計 1～3
• 流れ方向監視• ステータス• 非満管の検出• ローフローカットオフ
1 つ以上のアプリケーションパッケージがある場合、オプション
 機器にの範囲が広がります。

ユーザー設定可能な入力/出力
機器設定中に特定の入力または出力の 1 つがユーザー設定可能な入力/出力（設定可能
な I/O）に割り当てられます。
以下の入力および出力の割り当てが可能です。
• 電流出力の選択：4 ～ 20 mA（アクティブ）、0/4 ～ 20 mA（パッシブ）• パルス/周波数/スイッチ出力• 電流入力の選択：4 ～ 20 mA（アクティブ）、0/4 ～ 20 mA（パッシブ）• ステータス入力
アラーム時の信号

インターフェイスに応じて、以下のようにエラー情報が表示されます。
PROFINET（Ethernet-APL 対応）
機器診断

PROFINET PA Profile 4 に準拠した診断

電流出力 0/4～20 mA
4～20 mA
フェールセーフモード

以下から選択：• 4～20 mA、NAMUR 推奨 NE 43 に準拠• 4～20 mA、US に準拠• 最小値：3.59 mA• 最大値：22.5 mA• 設定可能な値範囲：3.59～22.5 mA• 実際の値• 最後の有効値

0～20 mA
フェールセーフモード

Endress+Hauser

以下から選択：• 最大アラーム：22 mA• 設定可能な値範囲：0～20.5 mA

265

技術データProline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

パルス/周波数/スイッチ出力
パルス出力
フェールセーフモード

以下から選択：• 実際の値• パルスなし

周波数出力
フェールセーフモード

以下から選択：• 実際の値• 0 Hz• 設定可能な値範囲：2～12 500 Hz

スイッチ出力フェールセーフモード

以下から選択：• 現在のステータス• オープン• クローズリレー出力
フェールセーフモード

以下から選択：• 現在のステータス• オープン• クローズ

現場表示器
プレーンテキスト表示

原因と対処法に関する情報

バックライト赤色は機器エラーを示します。

NAMUR 推奨 NE 107 に準拠するステータス信号
インターフェイス/プロトコル• デジタル通信経由：
PROFINET（Ethernet-APL 対応）• サービスインターフェイス経由• CDI-RJ45 サービスインターフェイス• WLAN インターフェイス
プレーンテキスト表示

原因と対処法に関する情報

ウェブブラウザ
プレーンテキスト表示266

原因と対処法に関する情報

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

技術データ

発光ダイオード（LED）
ステータス情報

各種 LED でステータスを示します。
機器バージョンに応じて以下の情報が表示されます。
• 電源電圧がアクティブ• データ伝送がアクティブ• 機器アラーム/エラーが発生• PROFINET ネットワークが利用可能• PROFINET 接続を確立• PROFINET 点滅機能

 発光ダイオードによる診断情報→  172
ローフローカットオフ

ローフローカットオフ値はユーザーが任意に設定可能

電気的絶縁性

出力は、以下に対して電気的に絶縁されています。
• 電源
• 相互
• 電位平衡（PE）端子

プロトコル固有のデータプロトコル

分散周辺機器および分散オートメーション用のアプリケーション層プロト
コル、バージョン 2.43

通信タイプ

Ethernet Advanced Physical Layer（APL）10 BASE-T1L

Conformance Class

Conformance Class B（PA）

Netload ClassPROFINET Netload Robustness Class 2 10 Mbit/s

通信速度

10 Mbit/s 全二重サイクル時間

64 ms

極性

交差した「APL 信号 +」と「APL 信号 -」信号線の自動補正

メディア冗長性プロトコル（MRP）

不可（APL フィールドスイッチとのポイント・トゥー・ポイント接続）

システム冗長化サポート

冗長システム（S2）（2 AR、1 NAP）

機器プロファイルPROFINET PA プロファイル 4（アプリケーションインタフェース識別子
API：0x9700）

製造者 ID

17

機器タイプ ID

0xA43BDD ファイル（GSD、DTM、FDI）

情報およびファイルは以下から入手できます。
• www.endress.com → ダウンロードエリア• www.profibus.com

サポートされる接続• 2x AR（IO コントローラ AR）• 2x AR（IO スーパーバイザー機器 AR 接続許可）

機器の設定オプション• 電子モジュールの DIP スイッチ、機器名割り当て用（最後部分）• アセット管理ソフトウェア（FieldCare、DeviceCare、Field Xpert）• 内蔵された Web サーバー：ウェブブラウザおよび IP アドレスを使用• 機器マスタファイル（GSD）：機器の内蔵 Web サーバーを介して読み取り可能• 現場操作

機器名の設定• 電子モジュールの DIP スイッチ、機器名割り当て用（最後部分）• DCP プロトコル• アセット管理ソフトウェア（FieldCare、DeviceCare、Field Xpert）• 内蔵 Web サーバー

Endress+Hauser

267

技術データProline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

サポートされる機能• 識別表示とメンテナンス、以下による容易な機器識別：• 制御システム• 銘板• 測定値のステータス
プロセス変数は測定値ステータスと通信• 容易な機器識別と割り当てのため、現場表示器を介した点滅機能• アセット管理ソフトウェア（例：FieldCare、DeviceCare、FDI パッケージの SIMATIC PDM）を使用した機器操作

システム統合システム統合に関する情報 .
• サイクリックデータ伝送• 概要およびモジュールの説明• ステータス符号化• 工場設定16.5

電源端子の割当て→  32

使用可能な機器プラグ→  32ピンの割当て、機器プラグ→  32

電源電圧

オーダーコードが示すもの「電源」のオーダーコード

端子電圧オプション DDC 24 V

±20%–

オプション E

AC100～240 V–15～+10%50/60 HzDC 24 V

±20%–

AC100～240 V–15～+10%50/60 Hz

オプション I

消費電力

周波数範囲

変換器
最大 10 W（有効電力）
電源投入時の突入電流：

消費電流

最大 36 A（< 5 ms）、NAMUR 推奨 NE 21 に準拠

変換器• 最大 400 mA（24 V）• 最大 200 mA（110 V、50/60 Hz；230 V、50/60 Hz）

電源故障時/停電時• 積算計は測定された最後の有効値で停止します。
• 機器の種類に応じて、設定は機器メモリまたはプラグインメモリ（HistoROM DAT）に保持されます。
• エラーメッセージ（総稼働時間を含む）が保存されます。

過電流保護エレメント

機器本体には ON/OFF スイッチがないため、本機器は専用のブレーカと組み合わせて操作する必要があります。
• ブレーカは手の届きやすい場所に配置し、適切なラベルを貼付してください。
• ブレーカの許容公称電流：2 A、最大 10 A

268

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

技術データ

電気接続

→  33電位平衡→  36端子スプリング端子：より線およびスリーブ付きより線に最適
導体断面積 0.2～2.5 mm2 (24～12 AWG)

電線管接続口• ケーブルグランド：M20 × 1.5 使用ケーブル ⌀ 6～12 mm (0.24～0.47 in)• 電線管接続口用ねじ：• NPT ½"
• G ½"• M20

ケーブル仕様→  29過電圧保護

電源電圧変動→  268

過電圧カテゴリー

過電圧カテゴリー II

短期的、一時的な過電圧ケーブルと接地間：最大 1200 V、最大 5 秒 間

長期的、一時的な過電圧ケーブルと接地間：最大 500 V

16.6
基準動作条件

性能特性• ISO 11631 に基づくエラーリミット• 水：+15～+45 °C (+59～+113 °F)、0.2～0.6 MPa (29～87 psi)
• 仕様は校正プロトコルに準拠• ISO 17025 に準拠した認定校正装置に基づく精度
測定誤差を確認するには、Applicator サイジング用ツールを使用してください。
→  257

最大測定誤差o.r. = 読み値、1 g/cm³ = 1 kg/l、T = 流体温度
基準精度
「精度の考え方」参照→  272
質量流量および体積流量（液体）• ±0.05 % o.r.（質量流量のオプション：プレミアム校正；「校正流量」のオーダーコー
ド、オプション D）• ±0.10 % o.r.（標準）
質量流量（気体）±0.35 % o.r.

Endress+Hauser

269

技術データProline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

密度（液体）

1)
2)
3)

基準条件下

標準密度校正 1)

高精度
密度仕様 2) 3)[g/cm³][g/cm³][g/cm³]±0.0005±0.01±0.001

温度および密度の全範囲にわたって有効
高精度密度校正の有効範囲：0～2 g/cm³、+5～+80 °C (+41～+176 °F)「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード、オプション EE「高精度密度」

温度±0.5 °C ± 0.005 · T ℃ (±0.9 °F ± 0.003 · (T – 32) °F)
ゼロ点の安定度
呼び口径

ゼロ点の安定度

[mm]

[in]

[kg/h][lb/min]

80

3

9

0.330

100

4

14

0.514

150

6

32

1.17

250

10

88

3.23

流量値
流量値は、呼び口径に依存するターンダウンパラメータです。
SI 単位
呼び口径

1:1

1:10

1:20

1:50

1:100

1:500

[mm]

[kg/h][kg/h][kg/h][kg/h][kg/h][kg/h]

80

180 000

18 000

9 000

3 600

1 800

360

100

350 000

35 00017 500

7 000

3 500

700

150

800 000

80 00040 000

16 000

8 000

1 600

250

2 200 000

220 000

110 000

44 00022 000

4 400

US 単位
呼び口径

1:1

1:10

1:20

1:50

1:100

1:500

[inch][lb/min][lb/min][lb/min][lb/min][lb/min][lb/min]

3

6 615

661.5

330.8

132.3

66.15

13.23

4

12 860

1 286

643.0

257.2

128.6

25.72

6

29 400

2 940

1 470

588

294

58.80

10

80 850

8 085

4 043

1 617

808.5

161.7

出力の精度
出力の精度仕様は、以下の通りです。

270

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

技術データ

電流出力
精度

±5 µA

パルス/周波数出力
o.r. = 読み値
精度

繰返し性

最高 ±50 ppm o.r.（全周囲温度範囲に対して）

o.r. = 読み値；1 g/cm3 = 1 kg/l、T = 流体温度
基準の繰返し性「精度の考え方」参照→  272
質量流量および体積流量（液体）±0.025 % o.r.（プレミアム校正、質量流量の場合）±0.05 % o.r.
質量流量（気体）±0.25 % o.r.
密度（液体）±0.00025 g/cm3
温度±0.25 °C ± 0.0025 · T °C (±0.45 °F ± 0.0015 · (T–32) °F)

応答時間

応答時間は設定に応じて異なります（ダンピング）。

周囲温度の影響

電流出力
温度係数

最大 1 μA/℃

パルス/周波数出力
温度係数

流体温度の影響

付加的な影響はありません。精度に含まれます。

質量流量および体積流量
o.f.s. = 対フルスケール値
ゼロ調整時の温度とプロセス温度に差異がある場合、センサに付加される標準的な測定
誤差は、±0.0002 % o.f.s./°C（±0.0001 % o.f.s./°F）となります。
プロセス温度でゼロ調整を実施すると、この影響は減少します。
密度
密度校正温度とプロセス温度に差異がある場合、センサに付加される標準的な測定誤差
は ±0.00005 g/cm3/°C (±0.000025 g/cm3/°F) となります。現場密度調整を実施できます。

Endress+Hauser

271

技術データProline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

高精度密度仕様（高精度密度校正）
プロセス温度が校正範囲（(→  269)）を外れた場合、測定誤差は±0.00005 g/cm3 /°C (±0.000025 g/cm3 /°F) となります3[kg/m ]
10
8
1

6

2

4
2
0
0

-40
-80 -40

0

50

100

150

200 [°C]

40 80 120 160 200 240 280 320 360 400[°F]
A0016612

1
2

現場密度調整、例：+20 °C（+68 °F）時
高精度密度校正

温度±0.005 · T ℃ (± 0.005 · (T – 32) °F)
流体圧力の影響

下表は、校正圧力とプロセス圧力の圧力差が質量流量と密度の精度に与える影響を示します。
o.r. = 読み値
以下により、影響を補正することが可能です。
• 電流入力またはデジタル入力を介して現在の圧力測定値を読み込む• 機器パラメータで圧力の固定値を設定する
取扱説明書
呼び口径

精度の考え方[% o.r./bar][% o.r./psi]

[mm]

[in]

80

3

–0.0056–0.0004100

4–0.0037–0.0002150

6–0.002–0.0001

250

10–0.0067–0.0005o.r. = 読み値、o.f.s. = 対フルスケール値
BaseAccu = 基準精度（% o.r.）、BaseRepeat = 基準の繰返し性（% o.r.）
MeasValue = 測定値；ZeroPoint = ゼロ点の安定度
流量に応じた最大測定誤差の計算
流量

最大測定誤差（%）o.r.

ZeroPoint³ BaseAccu ⋅ 100± BaseAccu
A0021339
A0021332

ZeroPoint< BaseAccu ⋅ 100±
A0021333

272

ZeroPoint
MeasValue ⋅ 100
A0021334

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

技術データ

流量に応じた最大繰返し性の計算
流量³

最大繰返し性（% o.r.）½ ⋅ ZeroPoint
BaseRepeat ⋅ 100

A0021340
A0021335<½ ⋅ ZeroPoint
BaseRepeat ⋅ 100

ZeroPoint± ½ ⋅ MeasValue ⋅ 100
A0021337

A0021336

最大測定誤差の例
E [%]
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 Q [%]
A0030316

E
Q

最大測定誤差（%）o.r.（例）最大測定範囲の流量（%）

16.7
取付要件

→  2016.8
周囲温度範囲取付け環境→  22
温度表
危険場所で本機器を使用する場合は、許容される周囲温度と流体温度の間の相互依存性に注意してください。
温度表の詳細については、別冊の機器の「安全上の注意事項」（XA）を参照してく
ださい。

保管温度

–50～+80 °C (–58～+176 °F)

気候クラス

DIN EN 60068-2-38（試験 Z/AD）

相対湿度

本機器は、相対湿度 4～95% の屋外および屋内での使用に適しています。

使用高さEN 61010-1 に準拠• ≤ 2 000 m (6 562 ft)• > 2 000 m (6 562 ft)、追加の過電圧保護がある場合（例：Endress+Hauser HAW シリーズ）

Endress+Hauser273

技術データ

保護等級

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

変換器• IP66/67、Type 4X 容器、汚染度 4 に適合• ハウジングが開いている場合：IP20、Type 1 容器、汚染度 2 に適合• 表示モジュール：IP20、Type 1 容器、汚染度 2 に適合
オプション「センサオプション」のオーダーコード、オプション CM「IP69」
外部の WLAN アンテナ
IP67

耐振動性および耐衝撃性

正弦波振動、IEC 60068-2-6 に準拠• 2～8.4 Hz、3.5 mm ピーク• 8.4～2 000 Hz、1 g ピーク
広帯域不規則振動、IEC 60068-2-64 に準拠• 10～200 Hz, 0.003 g2/Hz• 200～2 000 Hz, 0.001 g2/Hz• 合計：1.54 g rms
正弦半波衝撃、IEC 60068-2-27 に準拠
6 ms 30 g
乱暴な取扱いによる衝撃、IEC 60068-2-31 に準拠

内部洗浄• 定置洗浄（CIP）• 定置滅菌（SIP）
オプション• 接液部のオイル/グリースフリーバージョン、適合宣言なし「サービス」のオーダーコード、オプション HA• IEC/TR 60877-2.0 および BOC 50000810-4 に準拠する接液部のオイル/グリースフ
リーバージョン、適合宣言付き「サービス」のオーダーコード、オプション HB

機械的負荷

電磁適合性（EMC）

変換器ハウジング：• 衝撃や打撃などの機械的な影響に対して保護してください。
• 踏み台や足場として使用しないでください。
詳細については、適合宣言を参照してください。
このユニットは住宅環境での使用を目的としておらず、そのような環境において無線受信の適切な保護を保証することはできません。

16.9
流体温度範囲274

プロセス–40～+205 °C (–40～+401 °F)

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

技術データ

周囲温度と流体温度の依存関係
Ta
A
B

Tm
A0031121

 33
Ta
Tm
A
B

例示、値は下表を参照

周囲温度
流体温度
許容最高流体温度 Tm、Ta max = 60 °C (140 °F) 時；流体温度 Tm が高い場合は、周囲温度 Ta を下げる必要があります。
規定されたセンサの最高流体温度 Tm における許容最高周囲温度 Ta

危険場所で使用する機器の値：
機器の別冊の防爆資料（XA）を参照→  288.
断熱なし

断熱

A

B

A

B

Ta

Tm

Ta

Tm

Ta

Tm

Ta

Tm

60 °C (140 °F)

170 °C (338 °F)

50 °C (122 °F)

205 °C (401 °F)

60 °C (140 °F)

110 °C (230 °F)

50 °C (122 °F)

205 °C (401 °F)

密度
圧力温度曲線

センサハウジング

0～5 000 kg/m3 (0～312 lb/cf)
プロセス接続の圧力温度曲線の概要については、技術仕様書を参照してください。

センサハウジングには乾燥窒素ガスが充填されており、内部の電子部品や機械部品が保護されます。
計測チューブが故障した場合（例：腐食性または研磨性のある流体などのプロセス特性に起因）、流体は最初にセンサハウジングに溜まります。
計測チューブが故障した場合、センサハウジング内の圧力レベルは使用プロセス圧力に応じて上昇します。センサハウジングの破裂圧力では十分な安全マージンを確保できないとユーザーが判断した場合は、機器に破裂板を取り付けることが可能です。これにより、センサハウジング内が過度に高圧になることを防止できます。そのため、気体圧力が高くなるアプリケーションや、特に、プロセス圧力がセンサハウジング破裂圧力の2/3 より大きくなるアプリケーションでは、破裂板の使用が強く推奨されます。
漏れた測定物を排出機器に排出する必要がある場合は、センサに破裂板を取り付けなけ
ればなりません。排出部を追加のネジ込み接続に接続します。

Endress+Hauser

275

技術データProline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

センサをガスでパージする必要がある場合は（ガス検出）、パージ接続を取り付けなけ
ればなりません。
センサハウジングに不活性ガスを充填するとき以外は、パージ接続を開けないようにしてください。パージは、必ず低圧で行ってください。
最大圧力：• 呼び口径·80～150 mm（3～6"）：0.5 MPa (72.5 psi)
• 呼び口径·250 mm（10"）：0.3 MPa (43.5 psi)
センサハウジング破裂圧力
以下のセンサハウジングの破裂圧力は、標準機器および/または密閉されたパージ接続付きの機器（開けていない/納品時の状態）にのみ適用されます。
パージ接続付きの機器（「センサオプション」のオーダーコード、オプション CH「パージ接続」）をパージシステムに接続した場合、パージシステム自体または機器のうち、圧力区分が低い方のコンポーネントに応じて、最大圧力は決まります。
破裂板付きの機器（「センサオプション」のオーダーコード、オプション CA「破裂板」）の場合、破裂板の破裂圧力が重要になります 。
センサハウジングの破裂圧力は、センサハウジングが機械的に故障する前に到達する標
準的な内圧に 相当し、これは型式試験中に確認されます。対応する型式試験適合宣言
は、機器と一緒に注文できます（「追加認証」のオーダーコード、オプション LN 「センサハウジング破裂圧力、型式試験」）。
呼び口径

センサハウジング破裂圧力

[mm]

[in]

[bar]

[psi]

80

3

120

1 740

100

4

95

1 370

150

6

75

1 080

250

10

50

720

寸法については、技術仕様書の「構造」セクションを参照してください。

破裂板

安全レベルを高めるために、破裂圧力が 1～1.5 MPa (145～217.5 psi) の破裂板を装備した機器バージョンを使用できます（「センサオプション」のオーダーコード、オプション CA「破裂板」）。
破裂板の寸法については、技術仕様書の「構造」セクションを参照してください。

流量制限

最も適したセンサ呼び口径は、測定範囲と許容圧力損失を考慮して選択してください。
測定範囲のフルスケール値の概要については、「測定範囲」セクションを参照してください。→  259• 推奨最小フルスケール値は、最大測定範囲の約 1/20 です。
• ほとんどのアプリケーションにおいて、最大測定範囲の 20～50 % の間が最適な測定範囲となります。
• 研磨性のある測定物（固形分が混入した液体など）の場合は、低いフルスケール値を選択する必要があります。流速 < 1 m/s（< 3 ft/s）• 気体測定では、以下の点にご注意ください。
• 計測チューブ内の流速は、音速の 1/2（0.5 Mach）以下にしてください。
• 最大質量流量は、気体密度に依存します。計算式
流量制限を計算するには、Applicator サイジング用ツールを使用してください。
→  257

276

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

圧力損失

使用圧力

技術データ

圧力損失を計算するには、Applicator サイジング用ツールを使用してください。
→  257→  2216.10 構造
外形寸法

質量

機器の外形寸法および取付寸法については、「技術仕様書」の「構造」セクションを参照してください。
すべての値（梱包材を含まない質量）は、ASME B16.5 Class 900 フランジ付き機器の値です。「ハウジング」のオーダーコード、オプション A「アルミニウム、コーティン
グ」に準拠する、変換器を含む質量仕様。
変換器バージョンに応じて異なる値：• 危険場所用の変換器バージョン（「ハウジング」のオーダーコード、オプション A「アルミニウム、コーティング」、
Ex d）：+2 kg (+4.4 lbs)
• 鋳造変換器バージョン、ステンレス（「ハウジング」のオーダーコード、オプション L「鋳造、ステンレス」）：+6 kg (+13 lbs)
質量（SI 単位）
呼び口径
[mm]

質量 [kg]

80

75

100

141

150

246

250

572

質量（US 単位）

材質

呼び口径
[in]

質量 [lbs]

3

165

4

311

6

542

10

1 261

変換器ハウジング「ハウジング」のオーダーコード：• オプション A「アルミニウム、コーティング」：アルミニウム、AlSi10Mg、コーティ
ング• オプション L「鋳造、ステンレス」：鋳造、ステンレス 1.4409（CF3M）、SUS 316L 相当Endress+Hauser

277

技術データProline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

ウィンドウ材質「ハウジング」のオーダーコード：• オプション A「アルミニウム、コーティング」：ガラス• オプション L「鋳造、ステンレス」：ガラス
電線管接続口/ケーブルグランド「ハウジング」のオーダーコード、オプション A「アルミニウム、コーティング」
各種の電線管接続口は危険場所および非危険場所用に適しています。
電線管接続口/ケーブルグランド

材質
非防爆：プラスチック

コンプレッションフィッティング M20 × 1.5

Z2、D2、Ex d/de：真ちゅうおよびプラス
チック

電線管接続口用アダプタ（雌ねじ G ½"）

ニッケルメッキ真ちゅう

電線管接続口用アダプタ（雌ねじ NPT ½"）「ハウジング」のオーダーコード、オプション L「鋳造、ステンレス」
各種の電線管接続口は危険場所および非危険場所用に適しています。
電線管接続口/ケーブルグランド

材質

ケーブルグランド M20 × 1.5

ステンレス 1.4404（SUS 316L 相当）

電線管接続口用アダプタ（雌ねじ G ½"）
電線管接続口用アダプタ（雌ねじ NPT ½"）

センサハウジング• 耐酸、耐アルカリの表面• ステンレス 1.4404（SUS 316L 相当）
計測チューブステンレス 1.4410/UNS S32750 25Cr 二相（スーパー二相）
プロセス接続ステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）
シール
溶接されているプロセス接続は内部シール材不使用
アクセサリ
保護カバー
ステンレス 1.4404（SUS 316L 相当）
外部の WLAN アンテナ
• アンテナ：ASA プラスチック（アクリロニトリルスチレンアクリレート）およびニッケルめっき真鍮• アダプタ：ステンレスおよびニッケルめっき真鍮• ケーブル：ポリエチレン• プラグ：ニッケルめっき真鍮• アングルブラケット：ステンレス
278

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

プロセス接続技術データ

固定フランジ接続：• EN 1092-1（DIN 2512N）フランジ• ASME B16.5 フランジ
• JIS B2220 フランジ
プロセス接続の材質 →  278

表面粗さ

すべて接液部のデータです。以下の表面粗さカテゴリを注文できます。
研磨なし

16.11 操作性言語

以下の言語で操作できます。
• 現場操作を経由
英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、トルコ語、中国語、日本語、韓国語、ベトナム語、チェコ語、スウェーデン語• ウェブブラウザを経由
英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、トルコ語、中国語、日本語、ベトナム語、チェコ語、
スウェーデン語•「FieldCare」、「DeviceCare」操作ツールを経由：英語、ドイツ語、フランス語、スペ
イン語、イタリア語、中国語、日本語

現場操作

表示モジュール経由
機器：•「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション F「4 行表示、バックライト、
グラフィック表示；タッチコントロール」•「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション G「4 行表示、バックライト、
グラフィック表示；タッチコントロール + WLAN」
WLAN インタフェースに関する情報 →  65

A0026785

 34

タッチコントロールによる操作

表示部• 4 行表示、バックライト、グラフィック表示• 白色バックライト；機器エラー発生時は赤に変化• 測定変数およびステータス変数の表示形式は個別に設定可能
操作部• ハウジングを開けずにタッチコントロール（3 つの光学式キー）による外部操作：
、、
• 危険場所の各種区域でも操作部にアクセス可能

Endress+Hauser279

技術データProline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

リモートディスプレイと操作モジュール DKX001 を使用
リモートディスプレイと操作モジュール DKX001 がオプションとして用意されています。→  255• リモートディスプレイと操作モジュール DKX001 を機器と同時に注文する場合、機器は必ずダミーカバー付きで納入されます。この場合は、変換器での表示または操作はできません。
• 後から注文した場合、リモートディスプレイと操作モジュール DKX001 は、既存の機器表示モジュールと同時に接続することはできません。1 つのディスプレ
イまたは操作ユニットしか同時に変換器に接続できません。

A0026786

 35

リモートディスプレイと操作モジュール DKX001 を使用した操作

表示部および操作部
表示部と操作部は、表示モジュールの表示部および操作部と同じです →  279。
ハウジング材質：
ディスプレイと操作モジュール DKX001 のハウジング材質は、変換器ハウジング材質の選択に応じて異なります。
変換器ハウジング「ハウジング」のオーダーコード

リモートディスプレイと操作モジュール
材質

材質

オプション A「アルミダイカスト、 AlSi10Mg、塗装
塗装」

AlSi10Mg、塗装

オプション L「鋳造、ステンレス」 鋳造ステンレス
1.4409（CF3M）、SUS
316L 相当

1.4409（CF3M）

電線口
変換器ハウジングの選択、「電気接続」のオーダーコードに対応します。
接続ケーブル→  30寸法
寸法に関する情報：
技術仕様書の「構造」セクションを参照してください。
リモート操作→  64

サービスインターフェイス→  65280

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

サポートされる操作ツー
ル

技術データ

現場または遠隔で機器にアクセスするために、各種の操作ツールを使用できます。使用
する操作ツールに応じて、さまざまな操作部を使用し、多様なインターフェイスを介してアクセスすることが可能です。
サポートされる操作ツール

操作ユニット

インタフェース

追加情報

ウェブブラウザ

ウェブブラウザ搭載のノートパソコン、PC、またはタブレット端末• CDI-RJ45 サービスイ
ンタフェース• WLAN インタフェー
ス

機器の個別説明書→  289

DeviceCare SFE100

Microsoft Windows システム搭載のノートパ
ソコン、PC、またはタ
ブレット端末• CDI-RJ45 サービスイ
ンタフェース• WLAN インタフェー
ス• フィールドバスプロ
トコル→  257

FieldCare SFE500

Microsoft Windows システム搭載のノートパ
ソコン、PC、またはタ
ブレット端末• CDI-RJ45 サービスイ
ンタフェース• WLAN インタフェー
ス• フィールドバスプロ
トコル→  257

Field Xpert

SMT70/77/50• すべてのフィールド
バスプロトコル• WLAN インタフェー
ス• Bluetooth• CDI-RJ45 サービスイ
ンタフェース

取扱説明書 BA01202S

WLAN→  257

SmartBlue アプリ

iOS または Android 搭
載のスマートフォンまたはタブレット端末

DD ファイル：
ハンドヘルドターミナルの更新機能を使用DTM/iDTM または DD/EDD などのデバイスドライバを備えた、FDT 技術に基づく
他の操作ツールを使用して機器を操作できます。これらの操作ツールは、各メーカ
ーから入手可能です。特に、以下の操作ツールへの統合がサポートされます。
• Honeywell 製 Field Device Manager（FDM）→ www.process.honeywell.com• Yokogawa 製 FieldMate → www.yokogawa.com• PACTWare → www.pactware.com
関連する DD ファイルは次から入手可能：www.endress.com → ダウンロードエリア
Web サーバー
本機器は内蔵された Web サーバーを使用して、ウェブブラウザ Ethernet-APL、サービ
スインタフェース（CDI-RJ45）または WLAN インタフェースを介して操作および設定を行うことが可能です。操作メニューの構造は現場表示器と同じです。測定値に加え、機器ステータス情報も表示されるため、ユーザーは機器のステータスを監視できます。
また、機器データの管理およびネットワークパラメータの設定が可能です。
Ethernet-APL 接続には、ネットワークへのアクセスが必要です。
WLAN 接続の場合は WLAN インタフェース（オプションとして注文可能）付きの機器が必要：「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション G「4 行表示、バック
ライト；タッチコントロール + WLAN」。機器はアクセスポイントとして機能し、コン
ピュータまたは携帯型ハンドヘルドターミナルによる通信を可能にします。
サポートされる機能
操作ユニット（たとえば、ノートパソコンなど）と機器間のデータ交換：• 機器から設定のアップロード（XML 形式、設定のバックアップ）• 機器への設定の保存（XML 形式、設定の復元）• イベントリストのエクスポート（.csv ファイル）
Endress+Hauser

281

技術データProline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）• パラメータ設定のエクスポート（.csv ファイルまたは PDF ファイル、測定点設定の記録）• Heartbeat Verification ログのエクスポート（PDF ファイル、「Heartbeat Verification」
アプリケーションパッケージの場合のみ使用可能）• たとえば、機器ファームウェアアップグレードのためのファームウェアバージョンの更新• システム統合用のダウンロードドライバ• 保存された測定値の表示（最大 1000 個）（拡張 HistoROM アプリケーションパッケ
ージの場合のみ使用可能 →  286）
Web サーバーの個別説明書 →  289

HistoROM データ管理

機器には HistoROM データ管理機能があります。HistoROM データ管理には、重要な機器データおよびプロセスデータの保存とインポート/エクスポートの両方の機能があり、操作やサービス作業の信頼性、安全性、効率が大幅に向上します。
機器の納入時には、設定データの工場設定は機器メモリにバックアップとして保存されています。このメモリは、たとえば、設定後に最新のデータ記録を使用して上書きできます。
データの保存コンセプトに関する追加情報

データ記憶装置にはさまざまなタイプがあり、これに機器が使用する機器データを保存できます。
HistoROM バックアップ

T-DAT

S-DAT

使用可能な
データ

• イベントログ（例：診断イベント）• パラメータ記録データバックアップ• 機器ファームウェアパッケージ• Web サーバー経由でエクスポートするためのシステム統合用ドライバ。例：
GSDML、PROFINET 用• 測定値記録（「拡張 HistoROM」注文オプシ
ョン）• 現在のパラメータ記録データ（実行時にファームウェアが使用）• ピークホールド表示（最小値/最大値）• 積算計の値• センサデータ：呼び口径など• シリアル番号• 校正データ• 機器設定（例：SW オプショ
ン、固定 I/O またはマルチ
I/O）

保存場所

端子部のユーザーインタフェースボードに固定

端子部のユーザーインタフェースボードに取付け可能

変換器ネック部分のセンサプ
ラグ内

データバックアップ
自動• 最も重要な機器データ（センサおよび変換器）は自動的に DAT モジュールに保存されます。
• 変換器または機器を交換した場合：以前の機器データが保存された T-DAT を交換した場合、新しい機器はエラーなしで再び直ちに操作できる状態になります。
• センサを交換した場合：センサを交換した場合、新しいセンサデータが S-DAT から機器に伝送され、機器はエラーなしで再び直ちに操作できる状態になります。
• 電子モジュール（例：I/O 電子モジュール）を交換した場合：電子モジュールを交換すると、モジュールのソフトウェアと現在の機器ファームウェアが比較されます。必要に応じて、モジュールソフトウェアはアップデートまたはダウングレードされます。その後、電子モジュールは直ちに使用することが可能であり、互換性の問題は発生しません。
マニュアル
以下のための、統合された機器メモリ HistoROM バックアップの追加のパラメータデー
タ記録（パラメータ設定一式）：• データバックアップ機能
機器メモリ HistoROM バックアップの機器設定のバックアップおよびその後の復元• データ比較機能
現在の機器設定と機器メモリ HistoROM バックアップに保存された機器設定の比較

282

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

技術データ

データ伝送
手動
• 特定の操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare、または Web サーバー）のエクスポート機能を使用して機器設定を別の機器に伝送：設定の複製またはアーカイブに保存するため（例：バックアップ目的）• Web サーバーを介したシステム統合用ドライバの伝送。例：
GSDML、PROFINET 用
イベントリスト自動• イベントリストのイベントメッセージ（最大 20 件）の時系列表示• 拡張 HistoROM アプリケーションパッケージ（注文オプション）が有効な場合：最大100 件のイベントメッセージがタイムスタンプ、プレーンテキスト説明、対処法とともにイベントリストに表示されます。
• イベントリストは各種のインターフェイスや操作ツール（例：DeviceCare、FieldCare、または Web サーバー）を介してエクスポートして表示することが可能です。
データのログマニュアル
拡張 HistoROM アプリケーションパッケージ（注文オプション）が有効な場合：• 1 ～ 4 チャンネルを介して最大 1 000 個の測定値を記録• ユーザー設定可能な記録間隔• 4 つあるメモリチャンネルのそれぞれで最大 250 個の測定値を記録• 各種のインターフェイスや操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare、または Web サーバー）を介して測定値ログのエクスポート

16.12 認証と認定
製品に適用できる最新の認証と認定は、www.endress.com の製品コンフィギュレータ
で選択できます。

CE マーク1.

フィルタおよび検索フィールドを使用して製品を選択します。

2.

製品ページを開きます。

3.

機器仕様選定を選択します。

本機器は適用される EU 指令の法的必要条件を満たしています。これらの要求事項は、適用される規格とともに EU 適合宣言に明記されています。
Endress+Hauser は本製品が試験に合格したことを、CE マークの添付により保証いたします。

UKCA マーク

本機器は、適用される UK 規制（英国規則）の法的要件を満たします。これは UKCA 適
合宣言において指定規格とともに記載されています。UKCA マークの注文オプションが選択されている場合、Endress+Hauser は機器に UKCA マークを貼付することにより、本機器が評価と試験に合格したことを保証します。
連絡先 Endress+Hauser 英国：
Endress+Hauser Ltd.
Floats Road
Manchester M23 9NF
英国
www.uk.endress.com

Endress+Hauser283

技術データProline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

防爆認定

機器は防爆認定機器であり、関連する安全注意事項は別冊の「安全上の注意事項（英文）」（XA）資料に掲載されています。この資料の参照先は、銘板に明記されています。

PROFINET（Ethernet-APL
対応）認証

PROFINET インタフェース
本機器は、PNO（PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. / PROFIBUS ユーザー組織）の認定と登録を受けています。計測システムは、以下のすべての仕様要件を満たしています。
• 認定：• PROFINET 機器の試験仕様• PROFINET PA プロファイル 4• PROFINET Netload Robustness Class 2 10 Mbps
• APL 適合性試験• 本機器は、認定を取得した他の製造者の機器と併用することも可能です（相互運用性）。
• 本機器は PROFINET 冗長システム（S2）をサポートします。

欧州圧力機器指令• マーク：a）PED/G1/x（x = カテゴリ）または
b）UK/G1/x（x = カテゴリ）
がセンサ銘板に記載されている場合、Endress+Hauser は以下に規定される「必須安
全要求事項」の遵守を保証します。
a）欧州圧力機器指令 2014/68/EU の付属書 I またはb）英国規則 2016 No. 1105 の表 2
• このマーク（PED または UKCA）が貼付されていない機器は、適正なエンジニアリン
グ手法に基づいて設計および製造されており、以下の要件を満たします。
a）欧州圧力機器指令 2014/68/EU の第 4 条 3 項またはb）英国規則 2016 No. 1105 の第 8 項、パート 1
以下に適用範囲が示されています。
a）欧州圧力機器指令 2014/68/EU の付属書 II の図表 6～9 またはb）英国規則 2016 No. 1105 の第 2 項、表 3

無線認証

本機器は無線認証を取得しています。
無線認証の詳細については、個別説明書を参照してください。→  289

その他の認定CRN 認定一部の機器バージョンは CRN 認定を取得しています。CRN 認定機器の場合は、CSA 認定を受けた CRN 認定プロセス接続部を注文する必要があります。
試験および証明書• EN10204-3.1 材料証明、接液部およびセンサハウジング• 圧力試験、内部プロセス、検査証明書• PMI 試験（XRF）、内部手順、接液部、試験報告書• 注文および EN10204-2.2 試験報告に準拠した EN10204-2.1 適合証明
溶接接続の試験
オプション

テスト基準

コンポーネントISO 23277 AL2x（PT）
ASME
ASME
ISO 10675-1 AL1（RT、DR） B31.3 VIII Div.1
NFS Appx. 4+8
KF
KK
KP

284

x
x
x

NORSOK
M -601

計測チューブ

プロセス接続

PT

RT

PT

RT

PT

RT

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

オプション

技術データ

テスト基準

コンポーネントISO 23277 AL2x（PT）
ASME
ASME
ISO 10675-1 AL1（RT、DR） B31.3 VIII Div.1
NFS Appx. 4+8
KR
K1
K2
K3

NORSOK
M -601

計測チューブ

プロセス接続

x

VT、PT

VT、RT

PT

DR

PT

DR

PT

DR

VT、PT

VT、DR

x
x
x

K4

x

PT = 浸透探傷検査、RT = 放射線検査、VT = 目視検査、DR = デジタル X 線撮影法
すべてのオプションは試験報告書付き

その他の基準およびガイドライン• EN 60529
ハウジング保護等級（IP コード）• IEC/EN 60068-2-6
環境影響：試験手順 - 試験 Fc：振動（正弦波）• IEC/EN 60068-2-31
環境影響：試験手順 - 試験 Ec：乱暴な取扱いによる衝撃、主に機器用• EN 61010-1
測定、制御、実験用電気機器の安全要件 - 一般要求事項• IEC/EN 61326-2-3
クラス A 要件に準拠した放射。電磁適合性（EMC 要件）• NAMUR NE 21
工業用プロセスおよび試験機器の電磁適合性（EMC）• NAMUR NE 32
マイクロプロセッサ付きフィールド機器および制御機器の電源異常時のデータ保持• NAMUR NE 43
アナログ出力信号を有するデジタル変換器の故障情報信号レベルの標準化• NAMUR NE 53
デジタル電子部品を有するフィールド機器および信号処理機器のソフトウェア• NAMUR NE 80
プロセス制御機器に関する欧州圧力機器指令の適用• NAMUR NE 105
フィールド機器用エンジニアリングツールにフィールドバス機器を統合するための仕様• NAMUR NE 107
フィールド機器の自己監視および診断• NAMUR NE 131
標準アプリケーション用フィールド機器の要件• NAMUR NE 132
コリオリ質量流量計• NACE MR0103
腐食性の高い石油精製環境における硫化物応力割れに対して耐性がある材質。
• NACE MR0175/ISO 15156-1
石油生産およびガス生産における H2S を含有する環境で使用される材質。
• ETSI EN 300 328
2.4 GHz 帯の無線機器用ガイドライン• EN 301489
電磁適合性および無線スペクトル事項（ERM）

16.13 アプリケーションパッケージ
機器の機能を拡張するために、各種のアプリケーションパッケージが用意されています。これらのパッケージは、安全面や特定のアプリケーション要件を満たすのに必要とされます。
Endress+Hauser

285

技術データProline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

アプリケーションパッケージは、Endress+Hauser 社に機器と一緒に注文するか、または後から追加注文できます。オーダーコードに関する詳細は、お近くの弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトの製品ページをご覧くだ
さい：www.endress.com。
アプリケーションパッケージの詳細情報：
機器の個別説明書 →  288
診断機能「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード、オプション EA「拡張 HistoROM」
イベントログおよび測定値メモリのアクティベーションに関する拡張機能が含まれます。
イベントログ：メッセージ数 20（標準バージョン）から 100 にメモリ容量が増えます。
データロギング（ラインレコーダ）：• 最大 1000 個の測定値までのメモリ容量を有効化。
• 4 つあるメモリチャンネルのそれぞれから、250 個の測定値を出力可能。記録間隔
は、ユーザーが定義/ 設定できます。
• 現場表示器または操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare、または Web サーバー）を介して測定値ログにアクセスできます。
詳細については、機器の取扱説明書を参照してください。

Heartbeat Technology「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード、オプション EB「Heartbeat
Verification + Monitoring」
Heartbeat Verification
DIN ISO 9001: 2008、7.6 a) 章「監視および測定機器の制御」に準拠する、トレーサビ
リティが確保された検証のための要件を満たします。
• プロセスを中断せずに設置された状態での機能試験• 必要に応じて、トレーサビリティが確保された検証が可能（レポートを含む）• 現場操作またはその他の操作インタフェースを介した簡単な試験プロセス• 製造者仕様の枠内で試験範囲が広く、明確な測定点の評価（合格/不合格）• 事業者のリスク評価に応じた校正間隔の延長
Heartbeat Monitoring
測定原理固有のデータを予防保全またはプロセス分析のために外部状態監視システムに連続的に供給します。このデータにより、事業者は以下のことが可能になります。
• 時間とともに測定機能に及ぼすプロセスの影響（例：腐食、摩耗、付着物の形成など）について、これらのデータとその他の情報を用いて、結論を引き出す。
• 適切なサービスのスケジュールを立てる。
• プロセスまたは製品品質の監視（例：気泡 ）。
詳細については、機器の個別説明書を参照してください。

濃度測定「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード、オプション ED「濃度」
流体濃度の計算および出力測定密度は、「濃度」アプリケーションパッケージを使用して、二元混合物の物質濃度に換算されます。
• 事前に設定された流体（例：各種の糖溶液、酸、アルカリ、塩、エタノールなど）の選択• 標準アプリケーション用の一般的な、またはユーザー定義の単位（°Brix、°Plato、% 質量、% 体積、mol/l など）• ユーザー定義された表からの濃度計算
詳細については、機器の個別説明書を参照してください。

286

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

高精度密度

技術データ

「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード、オプション EE「高精度密度」
多くのアプリケーションでは、品質監視または制御プロセスのための重要な測定値として密度が使用されます。機器は標準仕様で流体の密度を測定し、この値を制御システムに提供します。
特に、プロセス条件が変動するアプリケーションにおいて、「高精度密度」アプリケー
ションパッケージは幅広い密度および温度範囲にわたって高精度の密度測定を可能にします。
詳細については、機器の取扱説明書を参照してください。

石油「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード、オプション EJ「石油」
このアプリケーションパッケージを使用して、石油/ガス産業向けの最も重要なパラメータの計算および表示を行うことが可能です。
•「API Manual of Petroleum Measurement Standards, Chapter 11.1」に準拠する基準体
積流量および算出基準密度• 密度測定に基づく含水量• 密度および温度の加重平均
詳細については、機器の個別説明書を参照してください。

石油 & ロック機能「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード、オプション EM「石油 & ロック機
能」
このアプリケーションパッケージを使用して、石油/ガス産業向けの最も重要なパラメータの計算および表示を行うことが可能です。設定をロックすることも可能です。
•「API Manual of Petroleum Measurement Standards, Chapter 11.1」に準拠する基準体
積流量および算出基準密度• 密度測定に基づく含水量• 密度および温度の加重平均
詳細については、機器の個別説明書を参照してください。

16.14 アクセサリ
注文可能なアクセサリの概要→  255

16.15 補足資料
関連する技術資料の概要については、以下を参照してください。
• デバイスビューワー（www.endress.com/deviceviewer）：銘板のシリアル番号を入力します。
• Endress+Hauser Operations アプリ：銘板のシリアル番号を入力するか、銘板のマトリクスコードをスキャンしてください。
標準資料

簡易取扱説明書

センサの簡易取扱説明書
機器

資料番号

Proline Promass O

KA01285D

Endress+Hauser

287

技術データProline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

変換器の簡易取扱説明書
機器

資料番号

Proline 300

KA01517D

技術仕様書
機器

資料番号

Promass O 300

TI01275D

機能説明書
資料番号

機器

HART

FOUNDATIO
N フィールド PROFIBUS
バス
PA

Promass 300

GP01057D

GP01094D

機器固有の補足資料

GP01058DPROFIBUSDP

Modbus
RS485

EtherNet/IP

PROFINETPROFINET（EthernetAPL 対応）

GP01134D

GP01059D

GP01114D

GP01115D

GP01168D

安全上の注意事項
危険場所で使用する電気機器に関する安全上の注意事項

内容

資料番号

ATEX/IECEx Ex d/Ex de

XA01405D

ATEX/IECEx Ex ec

XA01439D

cCSAus XP

XA01373D

cCSAus Ex d/ Ex de

XA01372D

cCSAus Ex nA

XA01507D

INMETRO Ex d/Ex de

XA01468D

INMETRO Ex ec

XA01470D

NEPSI Ex d/Ex de

XA01469DNEPSI Ex nA

XA01471DEAC Ex d/Ex de

XA01656DEAC Ex nA

XA01657DJPN Ex d

XA01778D

分離ディスプレイと操作モジュール DKX001
内容

資料番号

ATEX/IECEx Ex i

XA01494D

ATEX/IECEx Ex ec

XA01498D

cCSAus IS

XA01499D

cCSAus Ex nA

XA01513D

INMETRO Ex i

XA01500D

INMETRO Ex ec

XA01501D

NEPSI Ex i

XA01502D

NEPSI Ex nA

XA01503D

288

Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

技術データ

個別説明書
内容

資料番号

欧州圧力機器指令に関する情報

SD01614D

分離型ディスプレイと操作モジュール DKX001

SD01763D

表示モジュール A309/A310 の WLAN インターフェイスに関する無線認定

SD01793D

Web サーバー

SD02760DHeartbeat Technology

SD02731D

濃度測定

SD02735D

石油

SD02739D

設置要領書
内容

コメント

スペアパーツセットおよびアクセサリの設置要領書• デバイスビューワーを使用して、選択可能なすべてのスペアパーツセットの概要にアクセス→  253• 注文可能な設置要領書付きのアクセサリ→  255

Endress+Hauser

289

索引

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

索引
記号

機器
構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
測定機器およびテスト機器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
電源電圧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

A

Applicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

C

CE マーク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 283

D

DD ファイル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
DeviceCare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
DD ファイル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
DIP スイッチ
書き込み保護スイッチを参照

E

Endress+Hauser サービス
修理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

F

FieldCare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
DD ファイル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
接続の確立 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
ユーザーインタフェース . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

アラーム時の信号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
安全 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

イイベントリスト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
イベントログブック . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
イベントログブックのフィルタリング . . . . . . . . . 247

ウ

ウィザード
WLAN 設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
アクセスコード設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
ステータス入力 1～n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
ゼロの検証 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
ゼロ調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103, 105, 108
リレー出力 1～n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
ローフローカットオフ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
電流出力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
電流入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
非満管の検出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
密度調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
流体の選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

エ

PROFINET（Ethernet-APL 対応）認証 . . . . . . . . . . 284

影響
周囲温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
流体圧力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
流体温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
エラーメッセージ
診断メッセージを参照
エンドレスハウザー社サービス
メンテナンス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

S

オ

H

HistoROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

P

SIMATIC PDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

U

UKCA マーク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

W

W@M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252, 253
W@M デバイスビューワー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
WLAN 設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

ア

アクセスコード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
不正な入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
アクセスコード設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144, 145
圧力温度曲線 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
圧力損失 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
アナログ出力モジュール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
アプリケーション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
アプリケーションパッケージ . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

290

欧州圧力機器指令 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
応答時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
オーダーコード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 16
温度範囲
ディスプレイの周囲温度範囲 . . . . . . . . . . . . . . 279
保管温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
流体温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

カ外部洗浄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
書き込みアクセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
書き込み保護
アクセスコードによる . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
書き込み保護スイッチを使用 . . . . . . . . . . . . . . 145
書き込み保護スイッチ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
書き込み保護の無効化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
書き込み保護の有効化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
拡張オーダーコード
センサ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16変換器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

索引

確認
接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
ガスフラクションハンドラー . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
下流側直管長 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
環境
耐振動性および耐衝撃性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
保管温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

現場表示器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
アラーム状態を参照
診断メッセージを参照
数値エディタ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
操作画面表示を参照
テキストエディタ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
ナビゲーション画面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

キコ

キーパッドロックの有効化/無効化 . . . . . . . . . . . . . 57
機械的負荷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
機器
修理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
センサの取付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
電気接続の準備 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
電源投入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
取付けの準備 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
取外し . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
廃棄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
機器コンポーネント . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
機器修理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
機器設定の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
機器タイプ ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
機器の運搬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
機器の識別表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
機器の修理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
機器の接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
機器のバージョンデータ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
機器の用途
指定用途を参照
不適切な用途 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
不明な場合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
機器マスタファイル
GSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
機器名
センサ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16変換器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
機器リビジョン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
機器ロック状態 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
気候クラス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
技術データ、概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
基準およびガイドライン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
基準動作条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
機能パラメータを参照
機能範囲
SIMATIC PDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

ク繰返し性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

ケ

計測可能流量範囲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
計測システム . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
言語、操作オプション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
検査納入品 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Endress+Hauser

交換
機器コンポーネント . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
工具運搬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
電気接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
取付け用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
構成
操作メニュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
機器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
コンテキストメニュー
終了 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
説明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
呼び出し . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
梱包材の廃棄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

サ

サイクリックデータ伝送 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
再校正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
材質 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
最大測定誤差 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
サブメニュー
Analog inputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
APL ポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Heartbeat 設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
I/O 設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Mass flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Web サーバ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
アクセスコードのリセット . . . . . . . . . . . . . . . . 140
イベントリスト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
サービスインターフェイス . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
システムの単位 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
シミュレーション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
ステータス入力 1～n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
センサの調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
データのログ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
ネットワーク診断 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え 1～n 161
プロセス変数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
リレー出力 1～n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139, 141
基準体積流量の計算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
機器情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
計算値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
高度な設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119, 120
出力値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
石油 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
積算計 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
積算計 1～n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
積算計の処理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
291

索引

設定のバックアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
測定した変数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
測定モード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
測定値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
通信 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
電流出力 1～n の値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
電流入力 1～n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
入力値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
粘度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
濃度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
流体の指標 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

シ

試験および証明書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
システム構成機器構成を参照
計測システム . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
システム統合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
質量SI 単位 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
US 単位 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
運搬（注意事項） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
質量積算計コントロールモジュール . . . . . . . . . . . . 76
質量モジュール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
指定用途 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
周囲温度
影響 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
周囲温度範囲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
周囲条件
機械的負荷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
使用高さ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
相対湿度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
修理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
注意事項 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
出力信号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
出力変数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
使用圧力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
使用高さ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
冗長システム（S2） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
消費電流 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
消費電力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
上流側 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
シリアル番号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 16
資料
シンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
資料情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
信号ケーブルの接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
診断
シンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
診断時の動作
シンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
説明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
診断時の動作の適応 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
診断情報
DeviceCare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
FieldCare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
ウェブブラウザ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
292

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

現場表示器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
構成、説明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175, 178
対処法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
発光ダイオード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
診断メッセージ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
診断リスト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
振動 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
シンボル
ウィザード用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
現場表示器のステータスエリア内 . . . . . . . . . . . . 46
サブメニュー用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
診断動作用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
ステータス信号用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
操作部 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
測定チャンネル番号用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
測定変数用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
通信用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
データ入力値の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
入力画面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
パラメータ用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
メニュー用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
ロック用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

ス

垂直配管 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
スイッチ出力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
数値エディタ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
ステータスエリア
操作画面表示用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
ナビゲーション画面内 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ステータス信号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174, 177
スペアパーツ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
寸法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

セ

製造者 ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
製造日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 16
精度の考え方繰返し性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
最大測定誤差 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
性能特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
製品の安全性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
積算計
設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
プロセス変数の割当て . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
積算計コントロールモジュール . . . . . . . . . . . . . . . . 78
積算計モジュール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
接続
電気接続を参照
接続ケーブル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 30
接続工具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
接続の準備 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
設置状況の確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
設置状況の確認（チェックリスト） . . . . . . . . . . . . 28
設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
I/O 設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
WLAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
アナログ入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

機器設定の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
機器の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
機器のリセット . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
現場表示器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
高度な設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
高度な表示の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
システムの単位 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
シミュレーション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
スイッチ出力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
ステータス入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
積算計 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
積算計のリセット . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
積算計リセット . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
センサの調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
操作言語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
測定物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
タグ名 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
通信インタフェース . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
電流出力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
電流入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
パルス/周波数/スイッチ出力 . . . . . . . . . . 103, 105
パルス出力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
非満管の検出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
プロセス条件への機器の適合 . . . . . . . . . . . . . . 162
リレー出力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
ローフローカットオフ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
センサ
取付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
センサハウジング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
センサヒーティング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
洗浄
外部洗浄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

ソ

操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
操作オプション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
操作画面表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
操作キー
操作部を参照操作言語の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
操作指針 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
操作上の安全性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
操作部 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 175
操作メニュー
構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
サブメニューおよびユーザーの役割 . . . . . . . . . . 45
メニュー、サブメニュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
測定原理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
測定精度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
測定値
プロセス変数を参照
測定値の読取り . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
測定範囲
液体の . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
気体の . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
測定範囲、推奨 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
その他の認定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
ソフトウェアリリース . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Endress+Hauser

索引

タ

対処法
終了 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
呼び出し . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
耐振動性および耐衝撃性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
端子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
端子の割当て . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
断熱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

チ

チェック
設置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
チェックリスト
設置状況の確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
配線状況の確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
直接アクセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
直接アクセスコード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

ツツールヒントヘルプテキストを参照

テ

ディスプレイと操作モジュール DKX001 . . . . . . . . 280
定置洗浄（CIP） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
定置滅菌（SIP） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
データのログの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
適合宣言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
テキストエディタ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
適用分野
残存リスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
デバイスビューワー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
電位平衡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
電気接続
RSLogix 5000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Web サーバー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
WLAN インタフェース . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
機器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
操作ツール
APL ネットワーク経由 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
WLAN インタフェース経由 . . . . . . . . . . . . . . 65
サービスインタフェース（CDI-RJ45）経由 . . 65
保護等級 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
電気的絶縁性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
電源ケーブルの接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
電源故障時/停電時 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
電磁適合性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
電子部ハウジングの回転変換器ハウジングの回転を参照
電子モジュール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
電線管接続口技術データ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
電線口
保護等級 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

ト

登録商標 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
特別な接続の説明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

293

索引

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

特別な取付方法
サニタリ適合性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
トラブルシューティング
一般 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
取付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
取付位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
取付工具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
取付寸法
寸法を参照
取付けの準備 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
取付方向（垂直方向、水平方向） . . . . . . . . . . . . . . 21
取付要件
使用圧力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
上流側/下流側直管長 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
振動 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
垂直配管 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
寸法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
センサヒーティング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
断熱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
取付位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
取付方向 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
破裂板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

パラメータ設定
APL ポート （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . . 88
I/O 設定 （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Mass flow （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Web サーバ （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . 63
WLAN 設定 （ウィザード） . . . . . . . . . . . . . . . 135
アクセスコードのリセット （サブメニュー） . 140
アクセスコード設定 （ウィザード） . . . . . . . . 140
サービスインターフェイス （サブメニュー） . . 88
システムの単位 （サブメニュー） . . . . . . . . . . . 89
シミュレーション （サブメニュー） . . . . . . . . 141
ステータス入力 1～n （ウィザード） . . . . . . . . . 99
ステータス入力 1～n （サブメニュー） . . . . . . 160
ゼロの検証 （ウィザード） . . . . . . . . . . . . . . . 125
ゼロ調整 （ウィザード） . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
センサの調整 （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . 121
データのログ （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . 164
ネットワーク診断 （サブメニュー） . . . . . . . . . 89
パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え （ウィザード） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103, 105, 108
パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え 1～n（サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
リレー出力 1～n （ウィザード） . . . . . . . . . . . 110
リレー出力 1～n （サブメニュー） . . . . . . . . . 162
ローフローカットオフ （ウィザード） . . . . . . . 117
管理 （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
基準体積流量の計算 （サブメニュー） . . . . . . . 121
機器情報 （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . . 249
高度な設定 （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . 120
診断 （メニュー） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
積算計 （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
積算計 1～n （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . 127
積算計の処理 （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . 163
設定 （メニュー） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
設定のバックアップ （サブメニュー） . . . . . . . 138
測定した変数 （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . 148
測定モード （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . 168
電流出力 （ウィザード） . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
電流出力 1～n の値 （サブメニュー） . . . . . . . 161
電流入力 （ウィザード） . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
電流入力 1～n （サブメニュー） . . . . . . . . . . . 160
非満管の検出 （ウィザード） . . . . . . . . . . . . . . 118
表示 （ウィザード） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
表示 （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
密度調整 （ウィザード） . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
流体の指標 （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . 168
流体の選択 （ウィザード） . . . . . . . . . . . . . . . . 92
破裂板
安全上の注意事項 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
破裂圧力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

ナ

内部洗浄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
流れ方向 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 26
ナビゲーション画面
ウィザードの場合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
サブメニューの場合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ナビゲーションパス（ナビゲーション画面） . . . . . 48

ニ

入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
認証 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
認定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

ノ

納品内容確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

ハ

ハードウェア書き込み保護 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
廃棄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
配線状況の確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
配線状況の確認（チェックリスト） . . . . . . . . . . . . 42
バイナリ出力モジュール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
バイナリ入力モジュール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
パラメータ値またはテキストの入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
パラメータ設定
I/O 設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
ステータス入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
電流出力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
電流入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
パルス/周波数/スイッチ出力 . . . . . . . . . . . . . . 103
リレー出力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
パラメータ設定の保護 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
パラメータのアクセス権
書き込みアクセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
読み込みアクセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
294

ヒ

表示
現場表示器を参照
表示エリア
操作画面表示用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
ナビゲーション画面内 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
表示値
ロック状態用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Endress+Hauser

Proline Promass O 300 PROFINET（Ethernet-APL 対応）

表示モジュールの回転 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
表面粗さ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

フファームウェア
バージョン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
リリース日付 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
ファームウェアの履歴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
プロセス接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
プロセス変数計算値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
測定値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

ヘ

ヘルプテキスト
終了 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
説明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
呼び出し . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
変換器
ハウジングの回転 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
表示モジュールの回転 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
変換器ハウジングの回転 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
返却 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
編集画面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
操作部の使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 51
入力画面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

ホ

防爆認定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
保管温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
保管温度範囲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
保管条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
保護等級 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 274
保存コンセプト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
本文
目的 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
本文の目的 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

索引

モ

モジュール
アナログ出力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
質量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
質量積算計コントロール . . . . . . . . . . . . . . . . 76
積算計
積算計 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
積算計のコントロール . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
バイナリ出力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
バイナリ入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

ユユーザーインターフェイス
現在の診断イベント . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
前回の診断イベント . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
ユーザーの役割 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

ヨ要員の要件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
読み込みアクセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

ララインレコーダ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

リ

リモート操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
流体圧力
影響 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
流体温度
影響 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
流量制限 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

ロ

労働安全 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ローフローカットオフ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

ミ

密度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
密度調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
密度調整の実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

ム

無線認証 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

メ

銘板
センサ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16変換器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
メイン電子モジュール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
メニュー
機器の設定用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
特定の設定用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
診断 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
メンテナンス作業 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Endress+Hauser295

*71643240*
71643240

www.addresses.endress.com