Překlad originálního návodu k obsluze

Ecotec E3000
Detektor úniku

530-001, 530-002, 530-103, 530-104
Od softwarové verze
V3.34

kina22cz1-28-(2211)

INFICON GmbH
Bonner Straße 498
50968 Köln, Německo

INFICON

Obsah

Obsah
1 O tomto návodu.............................................................................................................................................. 6
1.1 Další platné dokumenty............................................................................................................................ 6
1.2 Výstražné pokyny..................................................................................................................................... 6
1.3 Cílová skupina.......................................................................................................................................... 6
2 Bezpečnost ..................................................................................................................................................... 7
2.1 Použití k určenému účelu......................................................................................................................... 7
2.2 Požadavky na provozovatele ................................................................................................................... 7
2.3 Požadavky na uživatele ........................................................................................................................... 8
2.4 Nebezpečí ................................................................................................................................................ 8
3 Dodávka, přeprava, skladování................................................................................................................... 10
4 Popis.............................................................................................................................................................. 11
4.1 Funkce a konstrukce přístroje ................................................................................................................ 11
4.2 Základní přístroj ..................................................................................................................................... 12
4.3 Vedení čichací sondy ............................................................................................................................. 14
4.4 Technické údaje ..................................................................................................................................... 15
4.4.1 Mechanické údaje ....................................................................................................................... 15
4.4.2 Elektrické údaje........................................................................................................................... 15
4.4.3 Fyzikální údaje ............................................................................................................................ 15
4.4.4 Okolní podmínky ......................................................................................................................... 16
4.4.5 Nastavení z výroby ..................................................................................................................... 16
5 Instalace ........................................................................................................................................................ 18
5.1 Sestavení ............................................................................................................................................... 18
5.2 Zapojení vedení čichací sondy............................................................................................................... 19
5.2.1 Výměna kapilárového filtru čichací špičky .................................................................................. 19
5.2.1.1

Výměna plastového kapilárového filtru za kovový kapilárový filtr ...................................... 20

5.2.1.2

Výměna kovového kapilárového filtru za umělohmotný kapilárový filtr.............................. 20

5.2.1.3

Montáž a demontáž násady proti nasání vody .................................................................. 21

5.2.2 Připevnění držáku čichací šňůry ................................................................................................. 22
5.3 Připojení ECO-Check kalibrační netěsnosti ........................................................................................... 23
5.4 Připojení externí indikační jednotky naEcotec E3000RC....................................................................... 23
5.5 Připojení IC1000/BM1000 ...................................................................................................................... 23
5.6 Připojení na síť ....................................................................................................................................... 23
5.6.1 Spojení s PC ............................................................................................................................... 24

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

iii

ObsahINFICON

5.6.2 Spojení s PLC ............................................................................................................................. 24
6 Provoz ........................................................................................................................................................... 25
6.1 Zapnutí ................................................................................................................................................... 25
6.2 Obsluha přístroje.................................................................................................................................... 26
6.2.1 Zobrazení a tlačítka .................................................................................................................... 26
6.2.1.1

Opakující se funkční symboly ............................................................................................ 26

6.2.2 Prvky indikace měření................................................................................................................. 28
6.2.3 Obslužné prvky a indikace na držadle čichací sondy ................................................................. 30
6.2.4 Zvláštnosti Ecotec E3000RC ...................................................................................................... 30
6.3 Základní nastavení................................................................................................................................. 31
6.3.1 Různé (Miscellaneous) ............................................................................................................... 31
6.3.2 Audio-nastavení .......................................................................................................................... 32
6.3.3 Zobrazení nastavení ................................................................................................................... 34
6.3.3.1

Indikace plynu v držadle .................................................................................................... 35

6.3.4 Vakuum & Oprávnění.................................................................................................................. 35
6.3.5 Rozhraní ..................................................................................................................................... 37
6.4 Nastavení pro měření............................................................................................................................. 38
6.4.1 Volba plynu, změna parametrů plynu, aktivace měření .............................................................. 39
6.4.2 Kalibrace ..................................................................................................................................... 42
6.4.2.1

Interní kalibrace s ECO-Check .......................................................................................... 42

6.4.2.2

Externí kalibrace s externí kalibrační netěsností ............................................................... 44

6.4.3 Ekvivalenty plynu pro helium a vodík, nastavení pro zředěný plyn............................................. 45
6.4.4 Potlačení rušivých plynů ............................................................................................................. 46
6.4.5 Nastavení plynu definovaného uživatelem ................................................................................. 47
6.4.6 Měření......................................................................................................................................... 48
6.4.6.1

Vyvolání informací k měření .............................................................................................. 49

6.4.7 Měření s I•Guide ......................................................................................................................... 50
6.4.7.1

Nastavení programu I•Guide ............................................................................................. 51

6.4.7.2

Spuštění programu I•Guide ............................................................................................... 52

6.5 Klidový stav (Sleep) ............................................................................................................................... 55
6.6 Servis ..................................................................................................................................................... 55
6.7 Zobrazení informací o přístroji ............................................................................................................... 55
6.8 Zvláštnosti jednotlivých plynů................................................................................................................. 59
6.9 Switch off................................................................................................................................................ 60
7 Výstražná a chybová hlášení ...................................................................................................................... 62
8 Údržba .......................................................................................................................................................... 69
iv

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICONObsah

8.1 Vyvolání a spravování informací o údržbě ............................................................................................. 69
8.2 Údržbářské práce................................................................................................................................... 72
8.2.1 Plán údržby ................................................................................................................................. 74
8.2.2 Výměna vzduchového filtru základního přístroje ........................................................................ 75
8.2.3 Výměna zásobníku provozního prostředku................................................................................. 76
8.2.4 Výměna síťových pojistek ........................................................................................................... 78
8.2.5 Výměna filtračních vložek kapilárového filtru a násady proti nasání vody .................................. 79
8.2.6 Výměna spékaného filtru držadla čichací sondy......................................................................... 80
9 Odstavení z provozu .................................................................................................................................... 81
9.1 Likvidace přístroje .................................................................................................................................. 81
9.2 Odeslání přístroje k údržbě, opravě nebo likvidaci ................................................................................ 81
10 Příloha ........................................................................................................................................................... 83
10.1 Příslušenství........................................................................................................................................... 83
10.2 Knihovna plynů....................................................................................................................................... 85
10.3 Diagram menu........................................................................................................................................ 94
10.4 Prohlášení o shodě CE .......................................................................................................................... 97
Rejstřík .......................................................................................................................................................... 98

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)v

1 | O tomto návodu

INFICON

1 O tomto návodu
Tento dokument patří k verzi softwaru, která je uvedena na titulní straně.

1.1 Další platné dokumenty
NázevČíslo dokumentu

Návod k instalaci ECO-Checkliqa10Popis rozhraníkins22

1.2 Výstražné pokyny
NEBEZPEČÍ
Bezprostředně hrozící nebezpečí s následkem smrti nebo těžkých
zraněníVýstraha
Nebezpečná situace s možným následkem smrti nebo těžkých zraněníPOZOR
Nebezpečná situace s následkem lehkých zranění

1.3 Cílová skupina
Tento návod k provozu je určen provozovateli přístroje na kontrolu těsnosti Ecotec
E3000 a technicky kvalifikovanému odbornému personálu se zkušenostmi v oblasti
techniky pro kontrolu těsnosti.

6 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Bezpečnost | 2

2 Bezpečnost
2.1 Použití k určenému účelu
Přístroj je určen ke kontrole těsnosti při hledání čichací netěsnosti. Pomocí tohotopřístroje lokalizujete a kvantifikujete netěsnosti kontrolovaných objektů. Přístroj hledá
lehké plyny, chladiva a zemní plyny. Kontrolovaný objekt musí obsahovat plyn pod
tlakem. Vnější strana kontrolovaných objektů je kontrolována vedením čichací sondyna plyn (čichací metoda). Vedení čichací sondy lze zakoupit jako příslušenství, viz„Příslušenství [} 83]“.
• Přístroj smí být instalován, používán a udržován výhradně podle návodu k
provozu.
• Dodržujte hranice použití, viz „Technické údaje [} 15]“.
Chybná použití

• Používejte přístroj jen mimo oblasti ohrožené výbuchem.
• Nenasávejte přístrojem žádné kapaliny.
• Nikdy nedržte čichací špičku do kapalin nebo v jejich blízkosti, ale hledejte jen
plyny. Pro očichávání testovaných objektů, které mají malou vlhkost povrchu,
např. kondenzovanou vlhkost, používejte násadu proti nasání vody.

2.2 Požadavky na provozovatele
Práce s vědomím rizik• Přístroj provozujte jen v technicky bezvadném stavu.
• Používejte výhradně originální díly nebo výrobcem schválené díly.
• Návod k provozu trvale zpřístupněte na místě použití.
• Čichací špičkou se nedotýkejte částí pod napětím.
• Čichání nespecifikovaných a agresivních plynů.
• Provozujte přístroj výlučně podle předepsaného účelu, v souladu s bezpečnostía se znalostí nebezpečí za respektování tohoto návodu k provozu.
• Dodržujte následující předpisy a kontrolujte jejich dodržování:– Použití k určenému účelu
– Všeobecně platné bezpečnostní předpisy a předpisy úrazové prevence– Mezinárodně, národně a lokálně platné normy a směrnice– Dodatečné k přístroji se vztahující ustanovení a předpisy

Kvalifikace personálu• Na přístroji nebo s přístrojem smí pracovat jen technicky odborný personál.
Technický odborný personál musí absolvovat školení na přístroji.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

7 / 1022 | Bezpečnost

INFICON• Školený personál smí pracovat na přístroji nebo s přístrojem jen pod dozorem
technicky odborného personálu.
• Zajistěte, aby si pověřený personál před zahájením práce přečetl a porozuměl
tomuto návodu a všem dalším platným dokumentům, viz „Další platné dokumenty[} 6]“, zvláště informacím pro bezpečnost, údržbu a opravy.
• Upravte odpovědnosti, kompetence a kontrolu personálu.

2.3 Požadavky na uživatele• Návod k provozu, provozovatelem vytvořené pracovní pokyny, zvláště
bezpečnostní a výstražné pokyny si pozorně přečtěte respektujte a dodržujte jej.
• Všechny práce provádějte na základě kompletního návodu k provozu.
• Máte dotazy k provozu nebo údržbě, které nenaleznete zodpovězeny v tomto
návodu, pak se obraťte na zákaznický servis firmy INFICON.

2.4 NebezpečíPřístroj je vyroben dle současného stavu techniky a dle uznávaných bezpečnostně
technických pravidel. Přesto při nesprávném používání mohou vznikat nebezpečí pro
zdraví a život uživatele nebo třetích osob, popř. škoda na přístroji a další věcné škody.
Nebezpečí při použití

Pokud je pracoviště klasifikované podle předpisů EX/ATEX, smíte používat pouzev oblastech EX/ATEX

přístroje s certifikátem EX/ATEX.
Ecotec E3000, s vedeními čichací sondy INFICON, nemá certifikát EX/ATEX.
V nerizikových oblastech a neklasifikovaných prostředích lze Ecotec E3000 bezpečně
používat.
Největší riziko, které je spojené s přístrojem kontroly těsnosti, představuje vždyatmosféra uvnitř a okolo krytu přístroje, a nikoli plyn nasávaný čichací sondou, který
se dostane dovnitř přístroje.

Nebezpečí v důsledku Přístroj je napájen elektrickým napětím až do 236 V. Při dotyku částí pod elektrickým
el. energienapětím je ohrožen život.
► Před všemi instalačními a údržbářskými činnostmi odpojte přístroj od napájení.
Zajistěte, aby nemohlo dojít k nedovolenému zapnutí elektrického napájení.
Při dotyku částí pod napětím špičkou čichací sondy je ohrožen život.
► Před začátkem testování netěsnosti odpojte kontrolované objekty od napájení.
Zajistěte, aby nemohlo dojít k nedovolenému zapnutí elektrického napájení.
Přístroj obsahuje elektrické součástky, které mohou být poškozeny vysokým
elektrickým napětím.
► Před připojením na napájení el. proudem zajistěte, aby souhlasilo síťové napětí sesíťovým napětím na místě.

8 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Bezpečnost | 2

Nebezpečí v důsledku Kapaliny a chemické látky mohou přístroj poškodit.
kapaliny
a chemických látek• Dodržujte hranice použití, viz „Technické údaje [} 15]“.
• Nenasávejte přístrojem žádné kapaliny.
• Nikdy se nepokoušejte pomocí tohoto přístroje vyhledávat toxické, žíravé,
mikrobiologické, radioaktivní látky nebo jiné škodliviny.
• V blízkosti přístroje se nesmí kouřit. Chraňte přístroj před otevřeným ohněm
a jiskřením.

Nebezpečí v důsledku Působení LED světla na oko může vést k trvalým poranění oka.
silného světelného• Nedívejte se delší dobu nebo z blízkosti do LED držadla čichací sondy.

záření

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

9 / 1023 | Dodávka, přeprava, skladování

INFICON

3 Dodávka, přeprava, skladováníVýrobek

Počet

Ecotec E3000 (základní přístroj)

1

Vedení síťové přípojky, 3 m délka

1

Pojistky80

Náhradní vzduchový filtr

18-mm-klíč s vnitřním šestihranem

1

19-mm-klíč s očkem

1

Návod k provozu

1

Popis rozhraní1

Tab. 1: Rozsah dodávky► Po obdržení výrobku kontrolujte obsah dodávky, zda je kompletní.
Musí se objednat separátně
• vedení čichací sondy v požadované poloze,• ECO-Check kalibrační netěsnost,• pro přístroj ve verzi E3000RC: displej a spojovací kabel.
Seznam příslušenství viz „Příslušenství [} 83]“.
Přeprava

UPOZORNĚNÍ
Přístroj může být při přepravě v nevhodném balení poškozen. Díly uvnitř přístroje semohou při přepravě bez přepravního zajištění poškodit.
► Uschovejte si originální balení.
► Přístroj přepravujte jen v originálním balení.
► Před přepravou našroubujte přepravní pojistku do dna přístroje, viz „Sestavení[} 18]“.
Skladujte přístroj za dodržování technických údajů, viz „Technické údaje [} 15]“.
Podívejte se také na
2 Sestavení [} 18]

10 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Popis | 4

4 Popis4.1 Funkce a konstrukce přístroje
Ecotec E3000 se skládá ze základního přístroje a vedení čichací sondy. Ecotec
E3000 dokazuje a kvantifikuje plyny, které nasál vedením čichací sondy, za pomociselektivního hmotového spektrometru.
Pracovat v Ecotec E3000:• kvadrupólový hmotový spektrometr jako systém hodnocení• systém vývěvy schopný vytvářet vysoké vakuum• sací systém pro tok plynu• elektrický a elektronický základní modul pro elektrické napájení a zpracovánísignálu
Hmotový spektrometr pracuje pod vysokým vakuem, tzn. tlak v hmotovém
spektrometru musí být vždy nižší než 10-4 mbar. Toto vakuum se tvoří
turbomolekulární vývěvou s podporou membránového čerpadla.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

11 / 102

4 | Popis

INFICON

4.2 Základní přístroj
Základní přístroj se dále nazývá jen „Přístroj“, pokud to nezkresluje význam.

1

2

2

4

5

3

Obr. 1: Ecotec E3000 pohled zepředu

1

Zobrazení

4

ECO-Check kalibrační netěsnost2Držadla a větrací otvory

5

Konektor Lemo pro vedení čichací
sondy

3

1

2

Reproduktory

3

4

567

Obr. 2: Ecotec E3000 pohled zezadu

12 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Popis | 41Přípojka sluchátek, 3,5 mm kolík

5Síťový spínač

2

Vstupy/výstupy (I/O port)

6

Pojistky za krytem

3Přípoj RS-232

7Síťová přípojka

4Typový štítekPřípojka sluchátek, 3,5 mm kolík:
Aby byly v hlasitém okolí signály lépe slyšet, můžete zapojit sluchátka.
Vstupy/výstupy (I/O port):
I/O-port umožňuje komunikaci s PLC. Některé funkce zařízení Ecotec E3000 lze řídit
zvenku a výsledky měření a stavy přístroje Ecotec E3000 lze zprostředkovat externě.
Přepínací kontakty relé umožňují kontrolovat prahové hodnoty a provozní stav Ecotec
E3000. Další informace vyčtete v „Popisu rozhraní Ecotec E3000“ (dok. č. kins22e1).
Přípoj RS-232:
Pomocí přípoje RS-232 může PC vyčíst všechna data a výsledky měření přístroje ařídit přístroj. Další informace vyčtete v „Popisu rozhraní Ecotec E3000“ (dok. č.
kins22e1).
Typový štítek:Typový štítek obsahuje údaje k síťovému napětí a jiné informace, pomocí kterých lzepřístroj jednoznačně identifikovat.

2
3
1

Obr. 3: Typový štítek Ecotec E3000

1

Sériové číslo

2Napětí

3Výrobní datumSíťový spínač:Síťový spínač slouží k zapnutí a vypnutí přístroje.
Pojistky za krytem:
Informace k výměně pojistek viz „Výměna síťových pojistek [} 78]“.
Síťová přípojka:
Informace k síťové přípojce a popis síťové přípojky (typový štítek) viz „Technickéúdaje [} 15]“.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

13 / 102

4 | Popis

INFICON

4.3 Vedení čichací sondy
Pro provoz přístroje potřebujete vedení čichací sondy.
Vedení čichací sondy jsou k dispozici ve čtyřech délkách: 3 m, 5 m, 10 m a 15 m.
Vedení čichací sondy se skládá z hadičky (multifunkčního kabelu), držadla
s ovládacími prvky (držadla čichací sondy) a čichací špičky.
Pro robotická použití existuje speciální vedení čichací sondy, viz kapitolu“Příslušenství [} 83]“.
Čichací špička

Existují pevné a ohybné čichací špičky v různých délkách.

Držadlo čichací

Zobrazení v držadle čichací sondy ukazuje aktuální informace k postupu měření.

sondy: Zobrazení a

Pomocí obou tlačítek můžete během měření obsluhovat požadované funkce.

funkceLED zapuštěné do držadla osvětlují kontrolní místo.

2
1
3

5

4

Obr. 4: Držadlo čichací sondy: Zobrazení a funkce

1

Zobrazení

4

I•Guide Obsluha

2

Diody LED

5

ZERO-justování

3

Reproduktor (zadní strana)

Pokud se překročí limit hodnoty měření, přepíná se indikace ze zelené na červenou
barvu. Navíc můžete nastavit, aby reproduktor v držadle vydal signál a LED v držadle
blikaly nebo svítily s maximálním jasem, viz „Základní nastavení [} 31]“.

14 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Popis | 4

4.4 Technické údaje
4.4.1 Mechanické údaje
Ecotec E3000
Rozměry (Š × V × H)

610 mm × 370 mm × 265 mm

Hmotnost

34 kg

4.4.2 Elektrické údaje
Ecotec E3000
Síťová napětí a síťové frekvence

100 - 120 V ±10%, 50 / 60 Hz
207 - 236 V ±10%, 50 / 60 HzPříkon200 VA

Stupeň krytí

EN 60529 IP 20
UL 50E Typ 1

Kategorie přepětí

IIJištění sítě2 x 4 A setrvačná

Vedení síťové přípojky

2,5 m

Hladina hluku< 54 dB(A)4.4.3 Fyzikální údaje
Ecotec E3000
Nejmenší prokazatelná míra netěsnosti
R134a0,05 g/a (0,002 oz/yr)

R600a

0,05 g/a (0,002 oz/yr)

Helium< 1 × 10-6 mbar l/s

Rozsah měření

6 dekády

Dokazatelné hmoty

2 až 200 amu

Hmotový spektrometr

Kvadrupól hmotový spektrometr

Iontový zdroj

2 katodyČasová konstanta signálu míry netěsnosti < 1 s
Tok plynu kapilárou měřený při 1 atm

120 až 200 sccm

(1 013 mbar) v úrovni moře. Průtok semění podle geografické výšky aatmosférického tlaku.
Čas do provozní připravenosti< 2 minOdezvaEcotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

15 / 102

4 | Popis

INFICON

Ecotec E3000
Vedení čichací sondy 3 m

0,7 sekund

Vedení čichací sondy 5 m

0,9 sekund

Vedení čichací sondy 10 m

1,4 sekund

Vedení čichací sondy 15 m

3,0 sekund

4.4.4 Okolní podmínky
Ecotec E3000
Přípustná okolní teplota (při provozu)

10 °C až 45 °C

Povolená skladovací teplota−20 °C až 60 °C

Max. relativní vlhkost vzduchu do 31 °C

80 %Max. relativní vlhkost vzduchu od 31 °C

lineárně klesající z 80 % na 50 %do 40 °C
Max. relativní vlhkost vzduchu nad 40 °C

50 %Stupeň znečištění

II

Max. nadmořská výška

2000 m

4.4.5 Nastavení z výroby
Ecotec E3000
Alarm-profil

Trigger AlarmZpoždění alarmu

Deaktivováno

Počet bodů měření (I•Guide)

4

InterníAktivovánoVýstup záznamu

Aktivováno

Auto

Auto

Přenosová rychlost a koncový znak

9600 CR+LF

Jednotka tlaku

mbarPrůtokSpodní hranice

100 sccm

Horní hranice

250 sccm

Kontrola citlivosti

aktivováno

Plyn, definice

Plyn 1, plyn 2, plyn 3, plyn 4, plyn 5, plyn6

16 / 102

Reproduktory přístroje

Aktivováno

Reproduktor v držadle

Hodnota triggeru

Zvolit katodu

A

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Popis | 4

Ecotec E3000
I•GuideDeaktivováno

Kalibrace (Cal), interní

Aktivováno

Kontrast

Není invertováno, nastavení 30

Hlasitost

2

Hlasitost minimálně

2

Míra netěsnosti, zvolená, nejvyšší

Automaticky

Filtr míry netěsnosti

I-Filter

PIN menu

Deaktivováno, 0000

Čas měření (I•Guide)

1 sekundaMěřená hmota

69

Vrcholová hodnota

Deaktivováno, 5 sekund

ECO-Check

AktivovánoVýstupy relé

viz popis rozhraníProtokol RS-232

ASCIIČichací špička, osvětlení

Aktivováno, stupeň 4Čichací špička, filtr, údržba

100 hodin

Zapisovač, plynAutoStupňování zapisovače

logaritmicky

Jazyk

Angličtina

PLC výstupy a vstupy

viz popis rozhraníŘídicí stanoviště

Lokálně a RS-232

Práh hledání

90 %Prahová hodnota, součet (I•Guide)

10 g/aTrigger a jednotka

4 g/aČas čekání (I•Guide)

3 sekundÚdržba, filtr čichací špičky

100 hodin

Čas Zero

5 sekundTlačítko Zero vedení čichací sondy

Aktivováno

Tlačítko Zero základní přístroj

Aktivováno

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

17 / 102

5 | Instalace

INFICON

5 Instalace
5.1 Sestavení
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí v důsledku vlhkosti a elektrického proudu
Vlhkost vnikající do přístroje může vést ke zranění v důsledku el. proudu a k věcným
škodám v důsledku zkratu.
► Provozujte Ecotec E3000 jen v suchém prostředí.
► Provozujte Ecotec E3000 s dostatečným odstupem od zdrojů kapalin a vlhkosti.

POZOR
Nebezpečí v důsledku padajícího břemenePřístroj je těžký a převrácením nebo pádem může způsobit zranění osob a poškozenívěcí.
► Postavte přístroj na dostatečně stabilní podklad.

UPOZORNĚNÍ
Věcné škody v důsledku otřesů
Díly měřicí techniky rotují a nesmí se otřást. Části rotují ještě několik minut po vypnutípřístroje.
► Postavte přístroj na dostatečně stabilní podklad, bez otřesů a bez vibrací.
► Přístrojem se nesmí vibrovat během provozu a minimálně 5 minut po vypnutí.

UPOZORNĚNÍ
Věcné škody v důsledku přehřátého přístrojePřístroj se za provozu zahřeje a bez dostatečného větrání se může přehřát.
► Dodržujte přípustnou provozní, resp. okolní teplotu.
► Zajistěte dostatečné větrání. Větracím otvorem na horní straně přístroje musí býtvolný prostor 20 cm.
► Větrací otvor na dolní straně přístroje musí zůstat volný.
► Udržujte přístroj ve vzdálenosti od tepelných zdrojů.
► Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.

18 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Instalace | 5

UPOZORNĚNÍ
Věcné škody v důsledku odstraněného přepravního zajištění
Přepravní zajištění blokuje mechaniku v přístroji.
► Před uvedením do provozu odstraňte přepravní zajištění.
Přepravní zajištění se nachází na spodní straně přístroje Ecotec E3000 a skládá se zežlutého hvězdicového šroubu.

Obr. 5: Před uvedením do provozu vyšroubujte žluté přepravní zajištění

5.2 Zapojení vedení čichací sondy
UPOZORNĚNÍ
Poškození kvůli chybějícímu vedení čichací sondyPřístroj nelze provozovat bez připojeného vedení čichací sondy, aby se zabránilo
přetlaku čerpadla a měřicího systému.
► Uzavřete vedení čichací sondy, než uvedete přístroj do provozu.
► Vedení čichací sondy nevyměňujte, pokud je přístroj v provozu.
Vyrovnejte červené označení na konektoru vedení čichací sondy na červené označení
na zdířce. Zasuňte konektor vedení čichací sondy do zdířky na přístroji, až zaskočí.
K uvolnění konektoru, vytáhněte rýhovaný kroužek na konektoru. Kroužek otvírá
blokování a vy můžete vytáhnout konektor.

5.2.1 Výměna kapilárového filtru čichací špičky
Kovový kapilárový filtr je standardní filtr. Díky umělohmotnému kapilárovému filtru jemenší nebezpečí, že se zkoumané plochy poškrábou. Násada proti nasání vody sepoužije tehdy, když hrozí nebezpečí nasání kapaliny.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

19 / 102

5 | Instalace

INFICON

1

2

3

4

Obr. 6: Kapilární filtr

1

Konec čichací špičky

3

Kovový kapilární filtr

2Kuželové těsnění

4Umělohmotný kapilárový filtr

5.2.1.1 Výměna plastového kapilárového filtru za kovový kapilárový filtr
1Vypněte Ecotec E3000.

2

Odšroubujte plastový kapilární filtr.

3Nasaďte kuželové těsnění, viz “Výměna kapilárového filtru čichací špičky[} 19]“.

4

Našroubujte kovový kapilární filtr na konci čichací špičky <dynamic_link
linkid="1893067276" use="grab" dynamic="true">Kapillarfilter derSchnüffelspitze wechseln</dynamic_link>.

5

Zkalibrujte Ecotec E3000, viz „Kalibrace [} 42]“.

5.2.1.2 Výměna kovového kapilárového filtru za umělohmotný kapilárový
filtr
Pokud chcete vyměnit kovový kapilární filtr za plastový, musíte odstranit kuželovétěsnění. Kuželové těsnění je uloženo na ocelové kapiláře v čichací špičce.
1Vypněte Ecotec E3000.

2

Odšroubujte filtr.

3

Vyšroubujte dva křížové šrouby v přírubě čichací špičky a sejměte čichacíšpičku.

4Úzkým kolíkem nebo tenkou jehlou (cca 0,5 mm) posouvejte kapiláru shora zumělohmotného pláště. Dbejte na to, aby se spékaný filtr neztratil v přírubě
čichací špičky.

20 / 1025Sejměte kuželové těsnění z čichací špičky.

6Opět vsaďte spékaný filtr a našroubujte čichací špičku do držadla.

7

Našroubujte kapilárový filtr z umělé hmoty na čichací špičku.

8

Zkalibrujte Ecotec E3000, viz „Kalibrace [} 42]“.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Instalace | 5

Obr. 7: Kapiláru vysunout

5.2.1.3 Montáž a demontáž násady proti nasání vody
Pomocí násady proti nasání vody můžete kontrolovat těsnost testovaných objektů,které mají malou povrchovou vlhkost, např. kondenzační vlhkost.

UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí zkratu
Nasátá kapalina může přístroj zničit.
► Nenasávejte přístrojem žádné kapaliny.
Násada proti nasání vody se našroubuje jako kovový kapilárový filtr na konec čichacíšpičky. Pod špičkou musí být rovněž nasazené malé kuželové těsnění, viz „Výměna
kovového kapilárového filtru za umělohmotný kapilárový filtr [} 20]“.

Obr. 8: Přišroubování násady proti nasání vodyOpětovná montáž plastového kapilárového filtru, viz „Výměna kovového kapilárového
filtru za umělohmotný kapilárový filtr [} 20]“.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

21 / 102

5 | Instalace

INFICON

5.2.2 Připevnění držáku čichací šňůry
Výstraha
Nebezpečí pro nositele kardiostimulátorů způsobené magnety
Funkce kardiostimulátoru může být ovlivněna magnety umístěnými na zadní straně
držáku.
► Pokud nosíte kardiostimulátor, neprovádějte instalaci sami.
► Pokud nosíte kardiostimulátor, dodržujte při ovládání vždy vzdálenost minimálně
10 cm od držáku.

POZOR
Nebezpečí poranění o čichací špičku
Pokud po zakopnutí spadnete na čichací špičku, můžete si například poranit oči.
► Abyste vyloučili možnost poranění v důsledku náhodného kontaktu s čichacíšpičkou, nasměrujte čichací špičku v držáku tak, aby byla orientována směrem od
pracovníka obsluhy.
Pro čichací špičku je k dostání držák. Držák lze instalovat vpravo nebo vlevo napřístroji.

1Zavěste držák za jeho háčky do štěrbin na přední straně zařízení.

2Přitlačte držák proti čelní desce zařízení.
ð Držák je díky magnetu na zadní straně přitahován k čelní desce zařízení.

22 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Instalace | 5

3Vedení čichací sondy upevněte při jejím nepoužívání do držáku tak, aby byloorientováno směrem od pracovníka obsluhy.

5.3 Připojení ECO-Check kalibrační netěsnosti
Pro Ecotec E3000 je možné jako příslušenství zakoupit montážní kalibrační netěsnost(ECO-Check) a různé externí kalibrační netěsnosti jako příslušenství, viz„Příslušenství [} 83]“. Popis zapojení ECO-Check naleznete v Návodu k instalaci
ECO-Check.

5.4 Připojení externí indikační jednotky naEcotec
E3000RC
Spojte externí indikační jednotku a Ecotec E3000RC příslušným připojovacím
kabelem. Konektor na zdířce zajistěte dotažením šroubů.

Obr. 9: Ecotec E3000RC s externí zobrazovací jednotkou jako stolní jednotka (vlevo), promontáž do stojanu (vpravo)

5.5 Připojení IC1000/BM1000
Pro Ecotec E3000 jsou jako příslušenství k dispozici IC1000 a různé moduly sběrnice,viz „Příslušenství [} 83]“.
Detailní informace k připojení vyčtete v popisu rozhraní.
Příslušná nastavení:• Řídicí stanoviště: RS232 / Lokal a RS232• Protokol: LD• Přenosová rychlost: 38400

5.6 Připojení na síťSíťové napětí přístroje Ecotec E3000 je uvedeno v popisu síťového spínače (typový
štítek). Ecotec E3000 nelze přepnout pro jiná síťová napětí.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

23 / 102

5 | Instalace

INFICONVýstraha
Nebezpečí poranění elektrickým proudem
Neodborně uzemněné nebo zajištěné produkty mohou být v případě poruchy životu
nebezpečné. Použití zařízení bez připojeného ochranného vodiče není povoleno.
► Používejte výhradně dodaný 3žilový napájecí kabel.
► Zajistěte, aby byla elektrická zásuvka vždy volně přístupná.
Zapojte přístroj dodaným kabelem na rozvod elektřiny.

5.6.1 Spojení s PC
Spojení se provádí pomocí běžného 9pólového Sub-D konektoru. Bližší informace
k výměně dat najdete v „Popisu rozhraní Ecotec E3000“ (dok. č. kins22e1).

5.6.2 Spojení s PLC
Spojení se provádí pomocí běžného 25pólového Sub-D konektoru. Bližší informace
k výměně dat najdete v „Popisu rozhraní Ecotec E3000“ (dok. č. kins22e1).

24 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Provoz | 6

6 Provoz
6.1 Zapnutí
Zapojte vedení čichací sondy a zapojte přístroj síťovým spínačem.
Ecotec E3000 spustí několikaminutový inicializační test. Na indikaci se zobrazují
nadpis „Running up“ a jednotlivé kroky vlastního testu.

Obr. 10: Přístroj se spouští

Po rozběhu již měří Ecotec E3000 koncentraci plynu v okolí. Neexistuje žádná
oddělená funkce spouštění. Musíte však ještě přístroj kalibrovat a provést různá
nastavení pro plánované měření.
Pokud se nenachází ECO-Check-kalibrační netěsnost v přístroji Ecotec E3000, zaznípři prvním zapnutí výstražný tón a výstražné hlášení 71.
Ke krátkodobému ukončení alarmu, stiskněte tlačítko vpravo dole (označené „OK“).
Pokud pracujete bez ECO-Check, měli byste alarm trvale deaktivovat, viz „Připojení
ECO-Check kalibrační netěsnosti [} 23]“.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

25 / 102

6 | Provoz

INFICON

6.2 Obsluha přístroje
6.2.1 Zobrazení a tlačítka
Všechna nastavení provádějte osmi tlačítky vlevo a vpravo vedle indikace. V závislosti
na aktuálním kroku obsluhy se mění funkční obsazení tlačítek. Funkční obsazení sezobrazí přímo vedle tlačítka, a proto je po kratší době zaučení možná rychlá abezpečná obsluha.

Obr. 11: Indikace spuštění po inicializačním testu

6.2.1.1 Opakující se funkční symboly
Tlačítka se obsazují vždy následnými funkcemi a jsou vyznačeny zobrazenými
symboly.
Nastavte hlasitost pro reproduktory a sluchátka.
Nastavená hlasitost: Na spodním okraji indikace se zobrazínatavená hlasitost.
Rozsah hodnot: 0 (vyp.) až 10 (max.)
Vyvolat hlavní menu.
Vyvolat znovu okno, které se uzavřelo pomocí.

Vyvolání kalibrace.
Na spodním okraji se zobrazí „Zero“, pokud byl od spuštění
přístroje nastaven nulový bod.
Vyvolání informací: Verze softwaru, provozní hodiny, sériovéčíslo, datum a čas, profil alarmu.
Zpět k poslední rovině menu.
Navigovat v rozevíracím seznamu
Stisknutím tlačítka se tomuto tlačítku přidělí „0“ asousednímu tlačítku se přidělí „1“. Stejná možnost nastavení
jsou pro čísla „2/3“, „4/5“, „6/7“ a „8/9“.

26 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Provoz | 6Uzavřete okna a vyvolejte zobrazení měření. Zpět na okno
pomocí
Měření s I•Guide: Vyvolejte seznam programů I•Guide.
Vyvolejte pomoc k aktuální fukci.
Potvrďte zadání nebo volbu.
Tab. 2: Funkční symboly

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

27 / 102

6 | Provoz

INFICON

6.2.2 Prvky indikace měření
Naměřené míry netěsností se zobrazí numericky a s logaritmicky rozdělenými
sloupcovými indikacemi. Následující vyobrazení zobrazuje další prvky indikace měření
.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Obr. 12: Prvky indikace měření

1

Plyn

5

Numerická indikace mírynetěsnosti

2

Zvon: Práh vyhledávání je

6

Jednotka míry netěsnosti

7Šipka označení: Označuje měření,překročen
Zvon bliká: Prahová hodnota jepřekročena

které je zobrazeno v držadle
čichací sondy

3

Práh hledání (přerušovaná čára)8

Sloupcový ukazatel, logaritmicky

4

Hodnota triggeru

9

Stavový řádek: Symboly azobrazené texty informují o stavupřístroje

Pomocí dvou prostředních tlačítek na levé straně displeje lze kdykoliv regulovat
hlasitost výstražného signálu. Pokud se stiskne jedno z tlačítek, vyšle přístroj
reproduktorem tón se zvolenou hlasitostí a zobrazí nastavení pomocí sloupcového
ukazatele ve stavovém řádku. Nastavená hodnota je kromě toho jako první záznam vestavovém řádku dole na displeji a platí pouze pro reproduktor základního přístroje.
Nastavení různých profilů alarmu, viz „Audio-nastavení [} 32]“.
Tlačítko menu Tlačítko

vlevo na displeji má dvě funkce:• Vyvolat hlavní menu.
• Zpět na poslední okno, které bylo

28 / 102zavřeno.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Provoz | 6

Kalibrační tlačítko

Pomocí tlačítka vpravo nahoře vedle indikace lze kdykoliv zahájit kalibraci Ecotec(CAL)

E3000 pomocí externí kontrolní netěsnosti. Další informace k provedení externíkalibrace, viz „Externí kalibrace s externí kalibrační netěsností [} 44]“.

Tlačítko ZERO

Krátkým stisknutím tlačítka ZERO se uloží momentálně indikovaná míra netěsnosti
pro všechna zvolená chladiva jako nulový bod. Stisknutím tlačítka ZERO na více než
2 sekundy se vypne funkce ZERO. V tomto případě zmizí indikace ZERO ze
stavového řádku. Bližší informace k funkci ZERO, viz „Obslužné prvky a indikace nadržadle čichací sondy [} 30]“.

Informační tlačítko

Stisknutím informačního tlačítka (vpravo dole vedle indikace) se zobrazí informace
o stavu Ecotec E3000. Podrobnosti viz „Vyvolání informací k měření [} 49]“.

Stavový řádek

Ve spodním řádku měřicího okna se zobrazí stavové informace. V řádku vlevo sezobrazí nastavená hlasitost pro tón alarmu.
Pokud bliká malý reproduktor, znamená to, že je reproduktor přístroje vypnutý. Pokud
bliká číslo, znamená to, že je zapnuté zpoždění alarmu, viz „Různé (Miscellaneous)[} 31]“.
Kromě toho může indikovat malý černý trojúhelník s vykřičníkem aktivní výstrahu.
Je-li aktivovaná funkce ZERO, zobrazí se ve stavovém řádku slovo „ZERO“.
Když je spotřebovaná první katoda (filament A) hmotového spektrometru a Ecotec
E3000 se automaticky přepne na druhou katodu (filament B), zobrazí se ve stavovémřádku indikace „Fil. B“.
Pokud pracujete s aktivním IGS, zobrazí se ve stavovém řádku „IGS“.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

29 / 102

6 | Provoz

INFICON

6.2.3 Obslužné prvky a indikace na držadle čichací sondy
V indikaci držadla čichací sondy se zobrazí nejdůležitější informace k aktuálnímuměření. Pomocí dvou tlačítek se mohou řídit měření.

1
2
4

3

5

Obr. 13: Držadlo čichací sondy

1

Míra netěsnosti jako sloupcový

4

ukazatel
2

Levé tlačítko, obsazeno pomocí„Zero“Míra netěsnosti, numerická

5

Pravé tlačítko, různá obsazení

jednotka, jako je nastaveno na
základním přístroji
3Naměřený plynNaměřená míra netěsnosti se zobrazí jako zvětšující se nebo zmenšující se sloupek.
Ve druhém řádku se numericky zobrazí míra netěsností (ve stejné měrné jednotce
jako v hlavní indikaci). Ve třetím řádku je uvedena zkratka měřeného plynu.
V závislosti na měření se může zobrazovat i jiná indikace, např. „Chyba“ nebo číslo
výstražného hlášení.
Pokud hledáte současně více plynů, můžete pravým tlačítkem přepínat mezi
jednotlivými výsledky měření. Pravým tlačítkem lze potvrdit také hlášení nebo stavyběhem cyklů měření.
Levým tlačítkem lze spustit funkci Zero, viz „Vakuum & Oprávnění [} 35]“.
Aby se zabránilo nechtěnému spuštění, lze deaktivovat tlačítko: Tiskněte tlačítko,dokud nezazní signální tón. Tlačítko se opět aktivuje delším stlačením.

6.2.4 Zvláštnosti Ecotec E3000RC
Ecotec E3000RC má místo vestavěného displeje připojovací desku pro externíindikační jednotku. Dvě diody LED (vlevo od konektoru) dodávají informace o stavu
Ecotec E3000RC, také tehdy, když není připojena externí indikační jednotka.
Zelená LED ukazuje, že je zapnutý Ecotec E3000RC. Svítí rovnoměrně zeleně, pokudje připojena indikace a bliká, pokud není rozpoznána žádná externí indikace.
Červená LED dioda bliká, pokud je k dispozici chybové hlášení, rovnoměrné červenésvětlo indikuje výstrahu.
30 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Provoz | 6

Obr. 14: Připojovací deska s LED diodami

Pokud není připojena indikační jednotka, můžete potvrdit hlášení chyb a výstrah
současným stisknutím obou tlačítek vedení čichací sondy.
Externí indikační jednotka má 4 tlačítka:• Tlačítkem menu se otevře hlavní menu.
• Tlačítkem ZERO se nastaví aktuální měřicí hodnota pozadí jako nulový bod, viz„Vakuum & Oprávnění [} 35]“.
• Tlačítka START / STOP nemají žádnou funkci (externí indikační jednotku lzepoužít s jinými přístroji pro hledání netěsnosti INFICON.)

6.3 Základní nastaveníPřed prvními měřeními nastavte přístroj pomocí následujících menu:• Různé (Miscellaneous)• Zobrazení• Audio• Vakuum & Oprávnění
• Rozhraní ( při řízení přes rozhraní a používáte-li ECO-Check)
Do menu se dostanete z hlavního menu

6.3.1 Různé (Miscellaneous)
Jazyk

Volit můžete mezi následujícími jazyky:• Angličtina (nastavení z výroby)• Němčina
• Francouzština
• Italština
• Portugalština
• Španělština

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

31 / 102

6 | Provoz

INFICON• Japonsky (Katakana)• Čínština (Mandarin, zjednodušená čínština)
K nastavení jazyka na angličtinu, stiskněte při spuštění Ecotec tlačítko dvě a šest.
Vyvolejte po spuštění nastavení jazyka a nastavte trvale požadovaný jazyk.
Datum a čas• První strana: Interní datum ve formátu DD. MM.RRRR• Druhá strana (stiskněte tlačítko vpravo doleOsvětlení čichací• Osvětlení aktivovat / deaktivovat

sondy• Intenzitu světla nastavte mezi 1 (min) a 6 (max)Jednotka tlaku• atm) čas ve formátu SS:MM.

• Torr• Pa• mbar
Filtr míry netěsnosti• Auto• Fixed
• I-Filter
I-Filter je inteligentní filtrační algoritmus, který poskytuje nejlepší výsledky ohledně
odstranění poruch a stability signálu míry netěsnosti. Byl vyvinut speciálně pro použití
Ecotec E3000.
Jen v případech, ve kterých byl starší model Ecotec II nahrazen modelem Ecotec
E3000 a kdy se použije Ecotec E3000 v kontrolním přístroji, bude možná zapotřebí
zvolit starší nastavení filtru „Auto“ nebo „Fixed“.

Zpoždění alarmu

U velmi nestabilních podmínek podkladu je výhodné, vyslat akustický alarm tehdy,když je prahová hodnoty po určitou dobu překročena. Je-li funkce aktivována, bliká vestavovém řádku číslo, pomocí kterého se zobrazí reproduktor přístroje.
Rozsah nastavení: 0 až 9,9 sekundy, v krocích po desetinách sekundy. I když jeaktivované zpoždění alarmu, přístroj za určitých okolností nevaruje, když najdenetěsnost. Aby se každá kontrola podařila, postupujte následovně.

Vzbuzení1

Respektujte indikaci naměřených hodnot v přístroji a v držadle.

2

Deaktivujte funkci, pokud jsou podmínky pozadí opět stabilní.

Pokud se Ecotec E3000 nachází v klidovém stavu (Sleep), může se spustit
automaticky v nastaveném časovém okamžiku. Takto můžete zařídit, že Ecotecproběhne zahřívací fází již před začátkem směny.
Pro každý den v týdnu můžete nastavit čas buzení přesně na minutu.
K deaktivaci vzbuzení, nastavte jako čas vzbuzení 00:00.

6.3.2 Audio-nastavení
Audio zpětné hlášení

32 / 102Vypněte signální tóny, pomocí kterých se signalizuje ukončení určitých funkcí.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Provoz | 6

Reproduktory

Reproduktor vestavěný v základním přístroji můžete vypnout. Toto nemá vliv napřístrojepřípojení sluchátek.

Reproduktor v

Můžete zvolit, zda má reproduktor v držadle čichací sondy signalizovat překročenídržadlepráh hledání nebo prahové hodnoty.
Reproduktor můžete také zcela vypnout.

Alarm-profil

Reproduktoru přístroje můžete přiřadit jeden ze tří profilů alarmu:• Pinpoint• Setpoint• Trigger/Alarm

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

33 / 102

6 | Provoz

INFICON

Alarm-profil Pinpoint

Alarm-profil Setpoint

Alarm-profil Trigger /alarm

Hodnota hledání-překročena
Prahová hodnota je-překročena

Signální tón nízká

Signální tón nízká

frekvence

frekvence

Signální tón vysokéDruhý tón signál

frekvence

Akustické sledování< 1/10 prahová hodnota:výsledků měření

nízká frekvence

-

-

-

Doporučeno, k přesné

>1/10 prahová hodnota až
10 × prahová hodnota:
rostoucí frekvence> 10 × prahová hodnota:
vysoká frekvence
Poznámka:

Doporučeno, k přesné
lokalizaci netěsnosti

lokalizaci netěsnosti
Takto lze rozlišovat vedle
sebe pracující přístroje
podle signálu.

Tab. 3: Vlastnosti profilu alarmu

HlasitostMůžete nastavit hlasitost, kterou nelze pomocí tlačítek plus a mínus vedle displeje
zredukovat. Takto můžete zabránit tomu, že se akustické signály během měření
omylem vypnou.
Nastavení platí pro reproduktory v základním přístroji a pro sluchátka. Kromě toho zdemůžete nastavit aktuální hlasitost reproduktoru a sluchátek.
Rozsah nastavení: 0 až 15Výstraha
Poškození sluchu příliš vysokou hlasitostí tónůHlasitost signálních tónů může překročit 85 dB(A)► Udržujte vzdálenost k přístroji, pokud jsou nastavené vysoké hlasitosti.
► V případě potřeby noste ochranu sluchu.

6.3.3 Zobrazení nastavení
V menu „Nastavení > Indikace“ můžete nastavit detaily indikace v přístroji a indikacev držadle čichací sondy.
Kontrast

Kontrast indikace zesílíte nebo snížíte pomocí šipkových tlačítek. Pokud držíte tlačítka
stlačená, mění se hodnoty průběžně. Nastavení je ihned v indikaci účinné.
• Aby se kontrast nastavil na aktuální zobrazené menu, zvolte „Automaticky".

34 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Provoz | 6• Aby se pozadí indikace zobrazilo tmavě a písmo světle, zvolte „Indikaci
invertovat".
Pokud není indikace čitelná, protože je příliš tmavá nebo světlá, můžete nastavení
vrátit zpět následujícím způsobem:
1. Přístroj vypněte a opět jej zapněte.
2. Během rozběhu tiskněte tak dlouho tlačítka 3 a 7 dokud, zas není k rozpoznánídisplej.
3. Vyvolejte okno k nastavení kontrastu a potvrďte novou hodnotou. Jinak použije
přístroj po dalším zapnutí opět staré a rozpoznané nastavení.
Max. hodnotaMůžete nastavit, zda a jak dlouho se zobrazí naměřená hodnota dodatečně pod
aktuální mírou netěsnosti.
Rozsah nastavení: 0 až 20 sekund.

1
Obr. 15: Zobrazení měření s indikací maximální hodnoty

1

Maximální hodnota

6.3.3.1 Indikace plynu v držadle
V menu „Nastavení> Indikace >Indikace plynu v držadle“ můžete podrobněji určit, jakýplyn se bude zobrazovat v indikaci v držadle čichací sondy.
Automaticky

Zobrazí se plyn, se kterým se nejčastěji měří. Pokud se překročí prahová hodnota,
zobrazí se plyn.

Ruční

Tlačítkem na držadle můžete přepínat mezi plyny.

Auto se zastavením

Tlačítkem na držadle můžete přepnout na jiný plyn. Po uplynutí doby zastavení seopět zobrazí plyn, pomocí kterého se aktuálně měří nejčastěji.

Doba zastavení

Doba zastavení může být nastavena na 5, 10, 15 nebo 20 sekund.

6.3.4 Vakuum & Oprávnění
ZERO

Koncentrace plynu v okolí měření lze nastavit jako nulový bod pro měření (potlačení
pozadí). Funkce se označuje jako „Zero“.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

35 / 102

6 | Provoz

INFICON

Pokud by měla poklesnout po nastavení nulového bodu koncentrace plynu, musela by
se zobrazit negativní hodnota měření. Aby se tomu zabránilo, opraví se nulový bodsměrem dolů, pokud je po dobu „Čas Zero“ naměřená hodnota negativní, viz dole.
Nahoru se nulový bod neopraví automaticky. Proto je důležité nulový bod pravidelně
měnit.
Nulový bod lze nastavit levým tlačítkem na držadle a tlačítkem „Zero“ v indikaciměření.
Zde v tomto menu můžete tlačítka aktivovat nebo deaktivovat. Deaktivováním sezabrání tomu se zabrání nechtěnému spuštění funkce a tím se zobrazí chybná
absolutní hodnota měření.
Tlačítko na držadle vedení čichací sondy lze aktivovat resp. deaktivovat dalším
stisknutím tlačítka.
Čas ZeroČas Zero je doba, kdy musí být míra netěsnosti negativní, aby se nulový bod korigoval
automaticky dolů. Nejlepší nastavení závisí na vašich podmínkách měření (rychlost
snímání, pozadí plynu, testovaný objekt).
Rozsah nastavení: 1 až 9,9 s

Hranice průtoku

Aby bylo možno detektovat netěsnost na kapiláře 160 sccm, nastaví se horní mezníhodnota. Když je tato hodnota překročena, vydá systém výstražné hlášení „kapilára
zlomená“. Při delším překročení se vypnou také komponenty přístroje, aby jeochránily.
Pro detekování ucpání kapiláry 160 sccm se nastavuje spodní mezní hodnota tlaku.
Když je tato hodnota podkročena, vydá systém výstražné hlášení „Změněný proud“.
Při velkém podkročení se ohlásí hlášení „Průtok kapilárou příliš nízký“.
Rozsah nastavení činí 160 až 999 sccm, resp. 0 až 160 sccm.
Čím více se spodní hranice přiblíží ke skutečnému průtokovému množství, tím citlivěji
reaguje Ecotec E3000 na ucpání filtru a vedení čichací sondy.

Obr. 16: Nastavení hranic tokuPrůtok vedením čichací sondy závisí na atmosférickém tlaku okolí. Pokud provozujetepřístroj ve větší výšce, může průtok vedením čichací sondy značně poklesnout, cca
o 20 % na 1 000 m výšky. V takovémto případě nastavte nově hranici průtoku.
Citlivost

Spolu s interní kontrolou citlivosti bude zajištěno, že je citlivost přístroje Ecotec E3000
stále postačující. Kontrolován je celkový tok plynu od čichací špičky až do čidla asoučasně se softwarem kontroluje, zda Ecotec E3000 měří správnou dílu signálu.

36 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Provoz | 6

Kontrola zaručuje, že Ecotec E3000 nezůstane necitlivý, bez toho aniž by to uživatel
zpozoroval a netěsnost nebyla rozpoznána. Pokud se citlivost zredukuje, objeví sechybová zpráva „Citlivost příliš nízká“. V tomto případě lze obnovit citlivost pomocí
nové kalibrace, viz „Kalibrace [} 42]“. Chybové hlášení se opakuje každých 15
sekund, až se spustí kalibrace.
Kontrola

Obr. 17: Kontrola

Doporučujeme nechat kontrolu zapnutou. Měla by se deaktivovat jen pro měření v
okolí bez argonu, protože si kontrola vyžaduje signál argonu.
Katoda automatickyKdyž je funkce aktivovaná, při každém zapnutí přístroje E3000 se přepne na jinou
katodu. Tím se dosáhne stejnoměrného používání obou katod.

Kalibrace

V okně „Kalibrace“ můžete aktivovat nebo deaktivovat externí kalibraci. Taktozabráníte tomu, že se nechtěně přepíše provedená externí kalibrace. Podrobnosti kekalibraci viz „Kalibrace [} 42]“.

Změna PINu menuPřístup k nastavením můžete chránit kódem PIN.
K zabránění chyb zadání, musíte zadat PIN dvakrát. Potvrzením „OK“ se zobrazíhlavní menu a PIN je ihned účinné.
K zrušení ochrany opět zadejte nové PIN „0000“ (nastavení z výroby).

Obr. 18: PIN menu stanovit

6.3.5 RozhraníV položce „Nastavení> Rozhraní“ proveďte nastavení pro rozhraní a pro ECO-Check.
Detailní informace k rozhraní vyčtete v popisu rozhraní (kins22e1).
Řídicí stanoviště

• Lokální
• RS-232

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

37 / 102

6 | Provoz

INFICON• Lokálně a RS-232
Lokální:Pomocí rozhraní RS-232 lze vyčíst jen naměřené hodnoty. Není k dispozici k řízení
přístroje.
RS-232:
Ecotec E3000 se ovládá téměř výlučně pomocí rozhraní. Zobrazení slouží jen kvizuální kontrole. Některá nastavení lze na přístroji změnit. Používejte prosím ochranu
pomocí přístupového PINu, pokud mají být všechny funkce na přístroji nepřístupné,
viz „Vakuum & Oprávnění [} 35]“.
Lokálně a RS-232:
Ecotec E3000 lze ovládat pomocí rozhraní a zadáním na přístroji.
Výstup zapisovače >• lineárně

Stupňování• logaritmicky

zapisovačeVýstup se provádí u kanálu 1 (kolík 1 přípojky E/A).

Výstup zapisovače >• Plyn 1 až 4

zapisovač plyn

• autoNastavení PLC >• Zde přidělíte kolíkům E/A přípojky různé příkazy.

Definice vstupů
(výstupů) PLC
Nastavení RS-232• Přenosová rychlost 1 200/2 400/4 800/9 600/19 200/38 400• Koncový znak LF/CR/CR + LF

Protokol RS-232• LD• ASCII• Diagnostika• Printer Auto
• Printer Manual

ECO-Check

Pokud nepoužíváte ECO-Check-kalibrační netěsnost, měli byste zde zvolit„Deaktivovat“. Jinak se u každého spuštění Ecotec E3000 ohlásí výstražné hlášení 71„Žádné komunikace s ECO-Check“.
Pokud používáte ECO-Check kalibrační netěsnost, můžete zde nastavit výstrahu
ohledně doby použití: 14/30/60/90 dnů.

6.4 Nastavení pro měření
Ve stavu při dodávce jsou data naprogramována pro následující plyny a výsledkyměření se zobrazí pod sebou v indikaci :• R134a• R32• R600a38 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Provoz | 6• He
Volba plynu se může kdykoliv změnit.

6.4.1 Volba plynu, změna parametrů plynu, aktivace měření
Na nastavení se dostanete z hlavního menu
► Zvolte „Parametry měření“

Obr. 19: Informace o plynu pro měření

Zobrazení ukazuje:• čtyři plyny• příslušná hmotnostní poloha• příslušnou prahovou hodnotu• dodatek „Deaktivováno“, když se aktuálně nehledá příslušný plyn, viz dole.
Tlačítkem „Plyn Def.“ můžete definovat vlastní plyn, viz „Nastavení plynu
definovaného uživatelem [} 47]“.
Stiskněte tlačítko vpravo vedle plynu, jehož parametry chcete měnit. Otevře se okno
„Nastavení plynu“.

Obr. 20: Změna nastavení pro plyn 1

Pomocí tlačítek nahoru a dolů zvolte nastavení. Stisknutím na tlačítko „změnit“ dole
vpravo otevřete příslušné menu nastavení.
Plyn

Zobrazí se hledaný plyn. Pomocí „změnit“ otevřete knihovnu plynů a zde volte mezi
cca 100 plyny.
Plyny definované uživatelem jsou zobrazeny na konci seznamu.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

39 / 102

6 | Provoz

INFICON

Obr. 21: Knihovna plynů

Stav„Stav“ ukazuje, zda je hledání tohoto plynu aktivováno nebo deaktivováno. Nastavenímůžete kdykoliv změnit. Je-li deaktivováno hledání plynu, zobrazí se to také v okně„Parametry měření“.
V měřicím okně odpadá indikace výsledku měření do deaktivovaný plyn a indikace jepřehlednější.

Trigger a jednotka

V okně „Trigger a Jednotka“ nastavte levým tlačítkem prahovou hodnotu a tlačítkem
vpravo zvolte jednotku.

Obr. 22: Nastavení prahové hodnoty a jednotky

Následující tabulka zobrazuje nastavitelné jednotky a příslušné hranice prahové
hodnoty.
Jednotka

Spodní hranice prahové

Horní hranice prahové

hodnotyhodnoty

g/a

0,1

1000

oz/yr

0,004

100

ppm

1

999999mbar l/s

2 × 10−7

9,9 x 10−2

Pa m3/s

2 × 10−8

9,9 x 10−3

atm cc/s

2 × 10−7

9,9 x 10−2

Torr l/s

2 × 10−7

9,9 x 10−2

sft3/yr2 × 10−4

9,9 x 10+1

Tab. 4: Prahová hodnota v závislosti na jednotce

40 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Provoz | 6

Hranice zobrazení

V okně „Práh hledání hranice zobrazení“ nastavte tlačítkem vlevo práh hledání(a práh hledání)a tlačítkem vpravo zvolte faktor pro spodní hranici zobrazení.
Práh hledání je procentová hodnota prahové hodnoty a slouží jako dodatečnávýstražná rovina. V případě potřeby tak mohou být oznámeny také menší netěsnosti,
které jsou ještě pod prahovou hodnotou, viz „Audio-nastavení [} 32]“.
Absolutní hodnotu meze hledání vypočte a zobrazí přístroj.

Obr. 23: Nastavit hranici zobrazení a práh hledáníPomocí funkce „Hranice zobrazení“ můžete skrýt výsledky měření, která jsou nízko
pod mírou netěsnosti. Takto je zobrazení naměřených hodnot obzvláště ve vztahu kměřicím sloupcům, protože se menší výsledky naměřených hodnot zatemní.
Dolní hranici zobrazení stanovíte jako násobek nejmenší měřitelné míry netěsnosti(1×, 2×, 5×, 10×, 20×, 50×, 100×).
Interní kalibrace

Interní kalibraci můžete deaktivovat. Je-li deaktivována, můžete provést jen přesnou
externí kalibraci pro plyn, viz „Kalibrace [} 42]“.
Interní kalibrace je vyloučena, když je hmotnostní poloha plynu mimo rozsahu 40 až
105 amu.

Hmotnost

Při výběru plynu z knihovny plynů se automaticky zvolí standardní hmotnostní poloha
pro měřený plyn. Pokud by mohl přístroj zareagovat při kontrole těsnosti na jiné
substance v okolí, doporučuje se zvolit hmotnostní polohu pro důkaz požadovaného
plynu. Seznam všech možných plynů s normálními a alternativními hmotnostními
polohami naleznete v Příloze, viz „Knihovna plynů [} 85]“.

Obr. 24: Volba jiné hmotnostní polohy

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

41 / 102

6 | Provoz

INFICONU zvolené hmoty je uvedeno, zda se jedná o prioritní hmotu nebo ne. Kromě toho jsou
molekulová hmota plynu a výška špičky zobrazeny relativně k nejvyšší špičce tohoto
plynu. Normový faktor je mírou citlivost přístroje pro plyn na nastavené hmotnostnípoloze.
Kal. faktor

V této buňce se zobrazí kalibrační faktor.

Poslední kal.

Za pomoci této buňky můžete kontrolovat, kdy se konala poslední kalibrace.

Kalibrační metodaŘádek zobrazuje, zda se kalibrovalo externě nebo interně.

6.4.2 Kalibrace
Nejpohodlněji lze Ecotec E3000 zkalibrovat tak, že ho doplníte ECO-Check kalibračnínetěsností. ECO-Check lze integrovat do čelní desky přístroje nebo instalovat na
kontrolní polohu. Kompenzuje teplotní pokles a umožňuje tak přesnost nutnou kekalibraci.
ECO-Check-kalibrační netěsnost zahrnuje R134a. Lze ho používat pro kalibraci plynů
s hmotnostní polohou 40 až 105 amu, protože Ecotec E3000 přepočítává kalibračnívýsledek pro měření těchto plynů.
Nejpřesnější kalibrace dosáhnete s externí kalibrační netěsností. Kalibrační netěsnosti
jsou vždy platné pro plyn a nejsou citlivé na teplotu.
Kdy kalibrace?

Přístroj by se měl kalibrovat denně a po výměně obsluhy. Dodatečně je nutnákalibrace po následujících událostech:• Výměna vedení čichací sondy• Výměna vedení špiček čichací sondy• Výměna plynů (pokud kalibrujete s externí kalibrační netěsností)• Výměna filtru• Požadavek kalibrace ze systému

6.4.2.1 Interní kalibrace s ECO-CheckUPOZORNĚNÍ
Chybná kalibrace v důsledku příliš nízké provozní teplotyKdyž je přístroj kalibrován ve studeném stavu, může poskytovat chybné výsledkyměření.
► Před kalibrací pro měření vodíku musí být přístroj zapnut minimálně 60 minut.
► Přístroj musí být před kalibrací pro měření všech ostatních plynů minimálně 20
minut zapnutý.
ECO-Check se musí instalovat, viz návod k instalaci ECO-Check.

42 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Provoz | 6

Obr. 25: Vestavěný ECO-Check kalibrační netěsnosti

Pokud nelze měření plynu zkalibrovat s ECO-Check, protože hmotnostní poloha plynu
je mimo rozsah 40 až 105 amu, objeví se po kalibraci hlášení pro tento plyn „Int.
kalibrace není možná“.
Pokud byl plyn v menu „Nastavení plynu“ pro interní kalibraci zablokován, objeví sehlášení „Plyn deaktivován“, viz „Volba plynu, změna parametrů plynu, aktivace měření
[} 39]“.
Ecotec E3000 pozná, když zavedete čichací špičku do otvoru kalibrační netěsnosti a
spustí automaticky kalibraci. Poté budete navigováni pomocí hlášení procesem
kalibrace.
Pokud ještě nebyl přístroj zapnutý ani 20 minut, zobrazí se výstražné hlášení.
Potvrďte výstražné hlášení a pokračujte s kalibrací tehdy, když víte, že má přístroj
provozní teplotu, protože byl před kalibrací krátkodobě vypnut. Jinak odstraňte opětčichací špičku a spusťte kalibraci o něco později.
Po měření a krátké době výpočtu se zobrazí výsledky kalibrace v indikaci. Zobrazí sestarý a nový kalibrační faktor, jakož i nová a relativní poloha špičky.
Aby se zabránilo tomu, že se dřívější externí a přesnější kalibrace přepíše, musíte
k dokončení kalibrace stisknout tlačítko „Potvrzení nové hodnoty“.
1. Přepněte k zobrazení měření.
2. Zavádějte čichací špičku do otvoru ECO-Check, až pocítíte odpor.
3. Stiskněte pravé tlačítko na držadle čichací sondy, jakmile se v indikaci zobrazířádek „Kalibrace: stiskněte pravé tlačítko“.
4. Odstraňte čichací špičku od referenční netěsnosti, pokud se zobrazí v indikaciřádek „Odstranit čichací špičku z kal. otvoru“.
5. Potvrďte nové hodnoty pomocí tlačítka vpravo dole.
Kontrola kalibrace

Pokud zavedete během provozu čichací špičku do otvoru ECO-Check, spustí se(zkušební funkce)

automaticky kontrola kalibrace (zkušební funkce). Zatímco se čichací špička nachází v
otvoru kalibrační netěsnosti, kontroluje přístroj hodnotu měření ECO-Check. Na závěr
je obsluha vybídnuta, vyjmout kalibrační špičku z otvoru kalibrační netěsnosti.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

43 / 102

6 | Provoz

INFICON

Pro plyny, které jsou uvolněny pro interní kalibraci, se objeví buď „Test o.k.“, nebo
„Zapotřebí nová kalibrace!“. Pro plyny, pro které není interní kalibrace aktivována, sezobrazí „Plyn deaktivován“. Pro plyny, které kvůli vysoké nebo nízké hmotnostnípoloze nelze kalibrovat pomocí ECO-Check, se zadá „Plyn. spec. Test není možný“.
K navrácení do provozu měření, stiskněte tlačítko „OK“ nebo pravé tlačítko na držadle.

6.4.2.2 Externí kalibrace s externí kalibrační netěsností
Pro externí kalibraci přístroje Ecotec E3000 doporučujeme kalibrační netěsnosts mírou netěsnosti > 2 g/a. Pokud se v kontrolním okolí značně zvýší koncentrace
pozadí, je zapotřebí kalibrační netěsnost s vyšší mírou netěsnosti.
Externí kalibrace je poloautomatický proces. Budete v kalibraci navigovány pomocí
textových hlášení. Kalibraci lze kdykoliv ukončit tlačítkem „Přerušit“.

UPOZORNĚNÍ
Chybná kalibrace v důsledku příliš nízké provozní teplotyKdyž je přístroj kalibrován ve studeném stavu, může poskytovat chybné výsledkyměření.
► Před kalibrací pro měření vodíku musí být přístroj zapnut minimálně 60 minut.
► Přístroj musí být před kalibrací pro měření všech ostatních plynů minimálně 20
minut zapnutý.
Pokud ještě nebyl přístroj zapnutý ani 20 minut, zobrazí se výstražné hlášení.
Potvrďte výstražné hlášení a pokračujte s kalibrací tehdy, když víte, že má přístroj
provozní teplotu, protože byl před kalibrací krátkodobě vypnut. Jinak spusťte znovu
kalibraci o něco později.
Všeobecně se kalibruje měření plynu. Pokud chcete kalibrovat měření, aktivujte plynpřes menu „Parametry měření“.
Po měření a krátké době výpočtu se zobrazí výsledky kalibrace v indikaci. Zobrazí sestarý a nový kalibrační faktor, jakož i nová a relativní poloha špičky.
1. Přepněte k zobrazení měření.
2. Stiskněte tlačítko „Cal“. Zobrazí se seznam aktuálních plynů nastavených proměření (až po čtyři plyny).
3. Zvolte plyn, pro který se má měření kalibrovat.
4. Zkontrolujte, zda plyn a zobrazené míry netěsnosti odpovídají údajům kalibračnínetěsnosti. Pokud nesouhlasí míra netěsnosti, zvolte „Změnit míru netěsnosti“ aopravte hodnotu.
5. Zvolte „Start“.
6. Držte čichací špičku středově do otvoru kalibrační netěsnosti a postupujte podle
pokynů v indikaci. Pokud musíte čekat, až se stabilizuje vzduchový signál, můžeto u kalibrace helia nebo vodíku trvat až 30 sekund.

44 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Provoz | 6

7. Potvrďte nové hodnoty pomocí tlačítka vpravo dole.

6.4.3 Ekvivalenty plynu pro helium a vodík, nastavení prozředěný plyn
Pokud hledáte helium nebo vodík, můžete nechat zjištěnou míru netěsnosti zobrazit
i pro ekvivalent plynu, např. jako R134a.
Pokud jste nastavili ekvivalent, zobrazí se ve všech indikacích původní plyndoprovázeny v závorkách ekvivalentem. Příklad: He (R134a)
Při nastavení ekvivalentu plynu, postupujte následovně:1. Zvolte helium nebo vodík z knihovny plynů.
2. Zvolte v okně „Nastavení plynu…“ řádek „Stav“ a stiskněte „Změnit“.
3. Zvolte v otevíraném okně „Název ekvivalentu“. Knihovna plynů se znovu otevře.
4. Zvolte název ekvivalentu a potvrďte jej „OK“.

Obr. 26: Příklad pro zobrazení měření s héliem jako ekvivalent chladiva.

Můžete respektovat také rozdílný tlak a/nebo rozdílné koncentrace mezi původním
plynem a ekvivalentem plynu.
Interním přepočtem výsledku měření dokáže Ecotec E3000 tímto způsobem přiblížit
výsledek předběžné kontroly netěsnosti k výsledku hlavní zkoušky netěsnosti.
Nastavení pro koncentraci a tlak provádějte v okně „Nastavení plynu… > Stav >Změnit > Nastavení ekvivalentu“.

Obr. 27: Nastavení parametrů pro ekvivalent plynu a zředěný plyn

V tomto okně můžete zadat plnicí tlak helia nebo vodíku. Vedle můžete zadat tlak pro
ekvivalentní plyn.
Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

45 / 102

6 | Provoz

INFICON

Vpravo dole se zadá korekční faktor helium/vodík vztažený na ekvivalent plynu. Pokud
se zadá sada parametrů, která překračuje hranice Ecotec E3000, zobrazí se korekčnífaktor v invertovaných barvách. V tomto případě přizpůsobte parametry do takové
míry, až se korekční faktor zobrazí opět jako normální.
Vlevo dole můžete zadat hodnotu pro koncentraci plynu. Pokud hledáte helium nebo
vodík, můžete s tímto nastavením respektovat zředění. Jako naměřená hodnota se
zobrazí míra netěsnosti pro nezředěný plyn.
Zvolte „OK“, pokud jsou všechny parametry správně nastaveny.
Respektujte: Při práci se zředěným plynem musíte zvolit jako ekvivalent plynu původníplyn, tedy plyn a ekvivalent plynu jsou identické.
Vypnutí funkce

Pro vypnutí nastavení ekvivalentu plynu zvolte v knihovně plynů poslední zadání

ekvivalentu plynu(Nastavení plynu… > Stav > Změnit > Název ekvivalentu“).

Obr. 28: Poslední zadání vypíná funkci ekvivalentu plynu

6.4.4 Potlačení rušivých plynů
IGS způsobí, že nalezení rušivého plynu cyklopentanu, izopentanu a libovolných
směsí bude při hledání chladiva R600a potlačeno. Chyba činí až do koncentrace
rušivého plynu 50 g/a pouze max. 1 %.
Pokud je IGS aktivováno, lze jen dodatečný plyn zaznamenat do seznamu měřených
plynů. Pokud jsou v aktivaci IGS pro R600a aktivovány více než dva plyny, deaktivují
se automaticky další plyny (počínaje nejvyšším číslem plynu od 1 až 4) tak, že zbudou
jen dva plyny.
Pokud se měří R600a pomocí IGS a pokud je nastaven jako druhý tlak R134a, zvoltehmotnostní polohu 83 pro R134a, protože se jinak vyskytnou poruchy mezi palivem a
R134a.
IGS nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Pokud se i tak opakovaně objeví chybný
poplach při čichání s IGS, je třeba kalibrovat na rušivé plyny, viz dole.
IGS aktivovat

1. Zvolte R600a jako hledaný plyn: „Parametry měření > Plyn … > Plyn > Změnit >R600a > OK“.
2. V okně „Parametry měření plynu…“ přejděte na nastavení hmotnosti.
3. Procházejte příslušné hmotnostní polohy, až se zobrazí „IGS“ v řádce pro prioritní
hmotu.

46 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Provoz | 6

4. Potvrďte pomocí „OK“.

Obr. 29: Výběr IGS-režimu pro R600a

IGS-justováníPředešlá, konečná kalibrace se provede u jiných plynu s externí kontrolní netěsností.
Pro dodatečné justování IGS potřebujete testovací netěsnost cyklopentanu a testovacínetěsnost izopentanu, lze zakoupit jako „kalibrační sadu pro režim IGS“.
Ecotec E3000 rozpozná, když se během porovnávání sledu plynů zmýlíte a ohlásí toblikající indikací plynu.
1. Aktivujte IGS, viz nahoře.
2. Zvolte okno měření „Cal“.
3. Zvolte v okně „Volba plynu“ plyn R600a. Položka by se musela rozšířit s IGS.
4. Zvolte v okně „Spustit externí kalibraci“ „Justování IGS“ a postupujte podle
instrukcí na indikaci.
5. Potvrďte kalibraci pomocí „OK“.

6.4.5 Nastavení plynu definovaného uživatelemMůžete uložit nastavení pro šest vlastních plynů.
► Zvolte v hlavním menu „Parametry měření > plyn Def.“, pak položku a „Změnit“.

Obr. 30: Nastavení pro plyn definovaný uživatelem

Pomocí tlačítek se šipkou můžete přepínat mezi nastaveními a stisknutím tlačítka
„Změnit“ otevřete okna nastavení.
User Library č.

Zde se zobrazí číslo aktuálně zpracovávané definice plynu.

Název

Musíte zadat název pro definovaný plyn.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

47 / 102

6 | Provoz

INFICON

Tlačítka se obsadí písmeny a vy takto můžete zadat název se šesti znaky. Pokud jste
zadali šestý znak, opusťte okno volby pomocí „OK“.
Měřená hmota

Hmota určuje polohu špičky, u které se bude měřit uživatelem definovaný plyn. Ecotec
E3000 umí dokázat hmoty od 2 až 200 amu.
Tlačítka se obsadí číslicemi a vy můžete zadat molární hmotnost mezi 2 a 200.

Normový faktorPoužije se normový faktor, aby se proud od čidla přeměnil na signál míry netěsnosti.
Při nastavení plynu definovaného provozovatelem by se měl Ecotec E3000 dle
možnosti na závěr kalibrovat externí kontrolní netěsností. Je-li kalibrace úspěšná,nezměňte normový faktor. Pokud se kalibrace nezdaří a zobrazí se „kalibrační faktorpříliš veliký“, musí se normový faktor zmenšit o desítku, např. z 1,0E+08 na 1,0E+07.
Pokud se objeví chybové hlášení „Kalibrační faktor je příliš malý“, zvyšte normový
faktor o jednu desítku, např. z 1,0E+08 na 1,0E+09. Opakujte tento postup, až sedokončí kalibrace přístroje Ecotec E3000.

Molekulová hmota

Zadejte šipkovými tlačítky molekulovou hmotu měřeného plynu (běžně uvedena v
datovém listu plynu).

6.4.6 Měření
Výstraha
Nebezpečí úderu elektrickým proudem
Elektrická napětí se mohou přenášet přes čichací špičku a způsobit věcné škody aporanění osob.
► S čichací špičkou se nedotýkejte částí pod napětím.
► Elektricky poháněné testované objekty odpojte před zahájením kontroly netěsnosti
od sítě a zajistěte je před nechtěným opětným zapnutím.

Výstraha
Nebezpečí poškození zraku
LED vytvářejí koncentrovaný svazek světla, který může očím škodit.
► Nedívejte se na LED delší dobu ani na krátkou vzdálenost.

POZOR
Nebezpečí úderu elektrickým proudem
Nasáté kapaliny mohou způsobit zkraty a vést ke zranění osob a k věcným škodám.
► Nenasávejte do přístroje žádnou kapalinu.
► Ve vlhkém okolí používejte násadu proti nasání vody.

48 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Provoz | 6

UPOZORNĚNÍ
Poškození kvůli chybějícímu vedení čichací sondyPřístroj nelze provozovat bez připojeného vedení čichací sondy, aby se zabránilo
přetlaku čerpadla a měřicího systému.
► Uzavřete vedení čichací sondy, než uvedete přístroj do provozu.
► Vedení čichací sondy nevyměňujte, pokud je přístroj v provozu.
PředpokladyMěření předpokládá:
Na základním přístroji je připojeno vedení čichací sondy.
Přístroj je spuštěný a zahřátý, viz „Zapnutí [} 25]“.
Přístroj je zkalibrovaný, viz „Kalibrace [} 42]“.
Provedli jste nastavení přístroje potřebná pro měření, viz „Základní nastavení [} 31]“.
Provedli jste nastavení měření potřebná pro měření, viz „Nastavení pro měření [} 38]“.

Poloha měření aPřidržujte čichací špičku tak blízko, jak je jen možné, u místa netěsnosti. Špička se

rychlostmůže též dotýkat testovaných objektů. Pokud se musí kontrolovat svár nebo pod.,měla by se špička vést podél dráhy rychlostí menší než 10 cm/s. Dodržujte také
minimální časy měření při hledání helia, viz „Zvláštnosti jednotlivých plynů [} 59]“.

Průběh měření

1Udržujte čichací špičku vzdálenou od plynových zdrojů a stiskněte levé tlačítko
na držadle čichací špičky (ZERO).

2

Proveďte očichání testovaného objektu.

Pokud se vyskytne netěsnost, ohlásí se to v indikaci, pomocí blikající LED v držadle
čichací sondy a - v závislosti na nastaveních - také akusticky.
Vzhledem vysoké citlivosti měření přístroje a protože rušivé plyny měření mohouzkreslovat výsledky, byste měli, pokud se hlásí netěsnost, měření zopakovat. Myslete
na to, nejprve znovu potlačit pozadí (levé tlačítko na držadle čichací sondy).
Měření v nestabilních

Při velmi nestabilních podmínkách podkladu může být výhodné, když se alarm vydá

podpovrchových

teprve tehdy, když je prahová hodnota překročena po určitou dobu, viz „Různé

podmínkách(Miscellaneous) [} 31] “.

6.4.6.1 Vyvolání informací k měření
Pro získání informací k aktuálnímu měření stiskněte informační tlačítko:• Verze software• Provozní hodiny• Sériové číslo
• Datum a čas• Alarm-profil• Zvolené plyny s hmotnostní polohou a prahovou hodnotou. Plyny které jsou sicenastaveny, které se ale momentálně nehledají, jsou označeny.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

49 / 102

6 | Provoz

INFICON

Obr. 31: Informace k měření

Pokud se vyskytla chyba nebo výstražné hlášení, zobrazí se místo plynů.

6.4.7 Měření s I•Guide
I•Guide byl vyvinut pro podporu obsluhy při použití správné pracovní techniky při
hledání netěsnosti.
S programem I•Guide se při čichání a hledání jednoho či dvou plynů zadá časový
průběh a opakování. V detailu lze nastavit:• Jeden nebo dva plyny• Prahové hodnoty pro plyny• Počet bodů měření
• Čas měření na bod měření
• Čas čekání mezi měřeními (přechod k dalšímu bodu měření)• Maximální přípustná celková míra netěsnosti pro kontrolovaný díl
K potvrzení měření u jednotlivých bodů měření, se musí stisknout pravé tlačítko nadržadle čichací sondy. Alternativně může dojít k potvrzení přes programovánírozhraní.
Můžete nastavit deset I•Guide programů.

50 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Provoz | 6

Obr. 32: Indikace měření v programu I•Guide

I•Guide jako signál

Též můžete upustit od výpočtu celkové míry netěsnosti. Program I•Guide pak slouží

časového spínání

jen jako zadání pro časově kontrolované měření. Nastavte počet bodů měření na nulu.

Pomocí I•Guide

Pomocí I•Guide můžete shrnout míry netěsnosti z max. 99 měření. K tomu nastavte

registrovat výsledky

počet bodů měření na 99. Pokud poté během měření stiskněte pravé tlačítko v držadle

dlouhé řady měření

čichací sondy po dobu dvou sekund, zobrazí se okno s výsledky jednotlivých měření acelková míra netěsnosti. Po 98. bodu měření se automaticky zobrazí výsledek.

6.4.7.1 Nastavení programu I•Guide
1. Zvolte „Hlavní menu > Nastavení > Nastavení I•Guide“.
2. K aktivaci I•Guide, zvolte „Aktivovat“.
3. K umožnění potvrzení pravým tlačítkem na držadle čichací sondy, zvolte „Tlačítko
zap.“. Jinak je řízení možné jen přes rozhraní.
4. Zvolte pomocí tlačítek se šipkou jeden z 10 programů a poté stiskněte „změnit“.
5. Pomocí tlačítek se šipkou zvolte nastavení, které chcete změnit a zvolte „Změnit“.
6. Proveďte nastavení, která jsou popsána následovně, a potvrďte je tlačítkem „OK“.

Obr. 33: Seznam I•Guide parametrů

Název

Název programu. Název má šest znaků. Poté, co jste zadali poslední znak, můžete
provést potvrzení tlačítkem „OK“.

Plyn A

Jako plyn lze zvolit jeden ze čtyř plynů, který byl zvolen pro hledání, viz „Volba plynu,změna parametrů plynu, aktivace měření [} 39]“.

Plyn BViz nahoře. Pokud se nemá hledat druhý plyn, nastavte zde „0“.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

51 / 102

6 | Provoz

INFICON

Prahová hodnota A/

Na tomto místě se nastaví přípustná míra netěsnosti pro součet všech měření I•Guide

prahová hodnota B

programu. Prahová hodnota pro jednotlivá měření odpovídá původně nastavené
prahové hodnotě plynu.

Počet bodů měření

0 až 99.

Čas měření

1 až 25 sekund. Nesmíte zadat čas měření kratší, než je odezva přístroje, viz„Technické údaje [} 15]“.

Čas čekání

Pro přechod k dalšímu bodu měření můžete nastavit čas mezi 0,1 a 25 sek.

Obr. 34: Nastavení pro program I•Guide

6.4.7.2 Spuštění programu I•Guide
Hlášení v indikaci základního přístroje, hlášení v indikaci držadla a zvuky signálu
provádí programem.
1. Pokud je to zapotřebí, kalibrujte přístroj externě. Během práce s I•Guide lze
provádět kalibraci jen interně.
2. Aktivujte I•Guide v menu I•Guide, viz výše. Hlášení zobrazí, který plyn se hledá.
Je to plyn z prvního aktivovaného programu I•Guide. Potvrďte pomocí „OK“.
3. Přepněte do hlavního menu. Měření se ihned spustí.
4. Sledujte hlášení.
PostupHlášení zobrazení měření

Hlášení zobrazení

Tón základní

hlavní přístrojdržadlopřístroj

Na pol. ...

--Dobře? Pol. ... Potvrďte

--Čekací doba pro Špička k bodu ...

Zvuk držadlo:

najetí na bodměření
Požadavky,

Potvrzení bodu ...

polohu potvrdit.

pravým tlačítkem, pokudje čichací špička v boděměření.

Měření

Měří se bod ...

Pol. měření ...

Tikání

-Čas měření

Špička k bodu ...

Na pol. ...

Krátký signál

Krátký signál

uplynul

52 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

PostupCyklus ukončen

Provoz | 6

Hlášení zobrazení měření

Hlášení zobrazení

Tón základní

Zvuk držadlo:

hlavní přístrojdržadlopřístrojČíslo cyklu měření

Naměřený plyn

Dlouhý signálNaměřený plyn

Součet společných

Trvalý signál při

Jednotlivé netěsnosti aměřených měrchyběsoučet společných

netěsnostíměřených měr netěsností„Dobré!“ u celkové míry

„Dobré!“ u celkové mírynetěsnosti pod meznínetěsnosti pod mezníhodnotou

hodnotou„Chyba!“ u celkové míry„Netěsnost v cyklu!“netěsnosti nad mezníu celkové míry netěsnosti

hodnotou, nebo když je

nad mezní hodnotou, nebo

u jednotlivého měření

když je u jednotlivéhopřekročena prahová

Dlouhý signálměření překročena prahová hodnota.
hodnota.
Pokud hledáte dva plyny:

Pokud hledáte dva plyny:

Indikaci můžete přepínat

Indikace se přepíná

tlačítky mezi indikacemi „A“

automaticky mezia „B“ pro dva plyny.

indikacemi pro dva
plyny.

Tab. 5: Vedení obsluhy I•Guide-program„Čekejte prosím“, resp. „Čekejte“ se zobrazí, když chcete stisknutím tlačítka spustit
další měření před uplynutím čekací doby.
Během jednoho cyklu, můžete jít tlačítkem
Tlačítkemo jeden měřicí bod.

jdete zpět na začátek cyklu.

Obr. 35: Indikace po úspěšném měření

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

53 / 102

6 | Provoz

INFICON

Obr. 36: Hledat pomocí I•Guide-programu 1 plyn R134a: Spouštěcí hodnota a celková míraúniku byly překročeny v měřicích bodech 1 a 3.

Další cyklus měření se spustí, když jej potvrdíte „OK“ nebo když stisknete pravétlačítko na držadle čichací sondy.
I•Guide-ProgramNový I•Guide program musí být nastaven a aktivován v I•Guide-nastavení viz výše.

změnit► Otevřete v hlavní menu pomocí

seznam I•Guide-programů a jeden zvolte.

Měření se ihned spustí.
Vynulování počítadla

V okně „Nastavení I•Guide“ můžete tlačítkem „Vynulovaní počítadla“ vynulovatcyklů I•Guide

počítadlo cyklů I•Guide.
Počítadlo cyklů se vždy při vypnutí přístroje nastaví zpět na nulu.

Obr. 37: Vynulování počítadla cyklů

Informace zvolit k

Stiskněte tlačítko , aby se vyvolaly informace k aktuálnímu měření:programu I•Guide• Verze software• Provozní hodiny• Sériové číslo
• Datum a čas• Alarm-profil• Informace k aktuálnímu I•Guide programu
Pokud byly pro I•Guide-program zvoleny dva plyny, zobrazí se střídavě typ plynu A/B
a součtové míry netěsnosti A/B.

54 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Provoz | 6

Obr. 38: I•Guide Info strana

Pokud se vyskytla chyba nebo výstražné hlášení, zobrazí se místo informací I•Guideprogramu.

6.5 Klidový stav (Sleep)
Klidový stav představuje vhodnou alternativu k vypnutí, pokud chcete nechat přístroj
spustit automaticky pomocí funkce buzení, viz „Různé (Miscellaneous) [} 31]“.
Pokud stiskněte tlačítko SLEEP v hlavním menu přístroje, přejde přístroj do klidového
stavu. Vypne se hmotový spektrometr a čerpadlo se zastaví.
V hlavním menu se nahradí „Sleep“ tlačítkem „START“ a „START“ nebo funkce
buzení se Ecotec E3000 opět spustí.
V klidovém stavu nemohou elektrické komponenty udržovat provozní teplotu. Po
novém spuštění jsou proto možná přesná měření teprve po uplynutí doby zahřátí, viz„Kalibrace [} 42]“.

6.6 Servis
Servisní menu je chráněno heslem. Nastavení v servisním menu se smí provádět až
po speciálním servisním školení INFICON.

6.7 Zobrazení informací o přístroji
Z hlavního menu si můžete pomocí volby „Info“ zobrazit všechny informace o přístroji.
Informace jsou rozdělené na devíti stránkách. Tlačítkem vpravo dole přepnete na další
stránku a tlačítkem vlevo dole se vrátíte zpět. Číslo strany se zobrazí v pravém horním
rohu.
Položka menu

FormátPopis

Strana 1: Všeobecně
Vstupní tlakmbarPrůtoksccm

Průtok vedením čichacísondy

Celkový tlak

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

mbar

Hmotový spektrometr

55 / 102

6 | Provoz

INFICONPoložka menu

FormátPopis

Čas od Power ON

Min

Provozní hodinyhSériové číslo

9000 XXX XXXX

Verze softwaru

x.xx.xx

Elektronika teplota°C / °F

Teplota CPU karty

TSP teplota°C / °F

Teplota hmotového
spektrometru

Teplota kalibrační°C / °F

Teplota ECO Checknetěsnosti
Strana 2: Data turbomolekulární vývěvy
Stav

Zap. / Vyp./ Náběh

Akt. Chybový kód
Otáčky

Hz

Proud

A

Napětí

VVýkon pohonu

W

Provozní hodiny TMPhProvozní hodiny
turbomolekulární vývěvy

Provozní hodiny TChProvozní hodiny
frekvenčního měniče pro
TMP

Náběh

s

Verze softwaru

xxxxxxStrana 3: Údaje Transpectoru
Konfigurace
Verze boxu

x.xx

Control SW version

x.xx

Measure SW version

x.xx

Filament

A nebo B/A nebo B

Nastavená katoda/aktivní
katodaPower on timehEmise on time AhEmise on time B

hSerial number box
Serial number sensor
Strana 4: Data ECO-Check
Plyn

56 / 102

Rxxx

Plyn interní netěsnosti

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Provoz | 6Položka menu

FormátPopis

Míra netěsnosti nom. / přix.x g/a / x.x g/a

Míra netěsnosti při aktuální

jmenovité mířeteplotě

netěsnosti T /Verze/kontroly.

x.x / hexadecimální kód

Sériové č.

9000 XXX XXXX

Sériové č. zásobník

9000 XXX XXXX

Datum plnění

DD.MM.RRRR

Datum vypršení platnosti

DD.MM.RRRR

Gain/Offset

Verze software s Cheksum

Parametry pro měření
teploty v ECO-Check

Kontrolní netěsnost teplota °C / °F
Stav světelné závory
Strana 5: Data vedení čichací sondy
Typ

SL3000/systém

Verze softwaru

x.x

Délka

3 m / 5 m / 10 m / 15 m

Sériové č.

9000 XXX XXXX

Tlačítko levé
Pravé tlačítko
Osvětlení pozadíGreen / RedOsvětlení pozadí

Sloupcový ukazatel
Proud (kalibrace)

sccm

Pohyb
Strana 6: Připojovací data vstupu/výstupu
Rekordér AV

Rekordér B

V

Sleep

Low / HighZERO

Low / HighPlyn a/b/selectLow/Low/Low High/High/High

Input reserved

Low / HighLeak/Ready/Error

Low/Low/Low High/High/High

Relais „Leak“

Low / High

Relais „Ready“

Low / High

Output reserved

Low / High

Strana 7: Analogová data

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

57 / 102

6 | Provoz

INFICONPoložka menu

FormátAIN3 Sniffer lenght

V

AIN4 +5V II netěsnost

V

Popis

((Leak))AIN5 +24V III ext.

V

AIN6 +5V I Sniffer

V

AIN8 −15V MC50V

AIN9 +15V MC50V

AIN10 +24V MC50V

AIN11 +24V I TSPV

AIN12 +24V II TMP

VStrana 8: Analogová data
AIN0

V

AIN0 Offset

V

AIN0 Offset

Foreline Pressure

mbar

Foreline Pressure

AIN1

V

AIN1

Flow

sccm

Flow

Sled znaků ASCIIPříkaz zaslán od

Strana 9: RS-232 Info
Ecotec E3000 ® Sniffer

základního přístroje kvedení čichací sondy
Sniffer ® Ecotec E3000

Sled znaků ASCIIPříkaz zaslán od vedeníčichací sondy kzákladnímu přístrojiÚdaje ve dvou prvních řádcích se mohou přepínat tlačítky „Sniffer“ a „Leak“:
Ecotec E3000 ® Leak

Sled znaků ASCIIPříkaz nahlášen ozákladního přístroje kekontrolní netěsnosti

Leak ® Ecotec E3000

Sled znaků ASCIIPříkaz, zaslán od kontrolnínetěsnosti k hlavnímupřístroji

Host ® Ecotec E3000

Sled znaků ASCIIPříkaz zaslán od
centrálního počítače kEcotec E3000

Ecotec E3000 ® Host

Sled znaků ASCIIPříkaz zaslán od Ecotec
E3000 k centrálnímu
počítači

Strana 10: Info field bus
IC100024V supply
verze SW

58 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Provoz | 6Položka menu

FormátPopis

Verze SW BL
Serial number
BM1000

Bus type
SW-Version Module
Serial number Module
Address act. Value

Strana 11: Info field bus BM 1000
Baud rate
Exception code
Error counters
State
Station name
IP address
IP subnet mask
Gateway IP adress
DHCP enabled
Tab. 6: Informace o přístroji

6.8 Zvláštnosti jednotlivých plynů
R134a: Ovlivnění

Pokud se hledá R134a, může přítomnost cyklopentanu a R245fa vést k chybným

cyklopentanem avýsledkům měření. Hledejte R134a s alternativní hmotnostní polohou 83, pokud lze

R245favyhledávat čicháním cyklopentan a R245fa. Nastavení jiné masky, viz „Nastavení
plynu definovaného uživatelem [} 47]“.

R600a: Ovlivnění

Pokud se hledá R600a, může přítomnost cyklopentanu a izopentanu vést k chybným

cyklopentanem avýsledkům měření. Hledejte R600a hmotnostní polohu IGS, pokud lze vyhledávat

izopentanem

čicháním cyklopentan a izopentan. Nastavení hmotnostní polohy IGS, viz „Potlačení
rušivých plynů [} 46]“.

Zvláštnosti helia

Pokud hledáte helium, potřebuje Ecotec E3000 pro analýzu trochu déle, než u chladiv.
Dodržujte proto prosím následující časy, kdy čichací špičkou nepohybujete.
Délka vedení čichací sondy

Minimální čas měření

3m

2,2 s

5m

2,5 s

10 m

3,3 s

15 m

4,5 s

Tab. 7: Minimální čas pro helium

Nejmenší detekovatelná míra netěsnosti přístroje Ecotec E3000 pro helium je
1 × 10-6 mbar l/s (vyšší než pro chladivo).

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

59 / 102

6 | Provoz

INFICON

Pro interní kalibraci helia můžete použít PRO-Check-kalibrační netěsnost. Protože se
PRO-Check-kalibrační netěsnosti na čelní desce Ecotec E3000 nehodí, musí sepřipojit přes Sub-D-kabel, viz instalační vedení ECO-Check.
Pokud pracujete se zředěným vodíkem (formovací plyn), můžete zjištěnou mírunetěsnosti indikovat také jako míru netěsnosti ekvivalentu plynu. Další podrobnosti, viz„Ekvivalenty plynu pro helium a vodík, nastavení pro zředěný plyn [} 45]“.
Zvláštnosti vodíku /Pokud hledáte vodík/formovací plyn, potřebuje Ecotec E3000 pro analýzu trochu déle,

formovacího plynu

než u chladiv. Dodržujte proto prosím následující časy měření.
Délka vedení čichací sondy

Minimální čas měření

3m

2,7 s

5m

3,0 s

10 m

3,8 s

15 m

5,0 s

Tab. 8: Minimální čas pro vodík

Pokud pracujete s vodíkem (formovací plyn), můžete zjištěnou míru netěsnosti
indikovat také jako míru netěsnosti ekvivalentu plynu, viz „Ekvivalenty plynu pro
helium a vodík, nastavení pro zředěný plyn [} 45]“.
Pokud prokážete přítomnost vodíku, musí se zahřívací fáze přístroje první kalibrace
prodloužit na 1 hodinu.
Nejmenší prokazatelná míra netěsnosti přístroje Ecotec E3000 pro vodík je
1 × 10-6 mbar l/s (vyšší než pro chladivo).
Pro interní kalibraci vodíku/formovacího plynu můžete použít PRO-Check-kalibračnínetěsnost. Protože se PRO-Check-kalibrační netěsnosti na čelní desce Ecotec E3000
nehodí, musí se připojit přes Sub-D-kabel, viz instalační vedení ECO-Check.
Metan

Metan není možno kalibrovat s vestavěným ECO-Check, neboť metan lze rozpoznat
jen na hmotě 15 (která je mimo rozsah povolené interní kalibrace od 40 do 105).
Proto používejte pro kalibraci externí kalibrační netěsnost „TL4-6 pro methan“.

6.9 Switch off
UPOZORNĚNÍ
Věcné škody v důsledku rotujících dílů.
Turbomolekulární vývěva si vyžaduje 5 min, aby se uvedl do klidu.
► Před zahájením všech údržbových prací nebo před pohybem s přístrojem počkejte,
až se turbomolekulární vývěva zcela zastaví.
Ecotec E3000 můžete kdykoliv vypnout síťovým spínačem (poloha „0“). Trvá cca 1
minutu, než se turbomolekulární vývěva zastaví. Během této doby se nesmí Ecotec
E3000 pohybovat.

60 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Provoz | 6

Parametry nastavené v Ecotec E3000 jsou uložené. Po zapnutí se vrací Ecotec
E3000 do toho samého stavu zpět, ve kterém se nacházel před vypnutím.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

61 / 102

7 | Výstražná a chybová hlášení

INFICON7 Výstražná a chybová hlášení
Během provozu zobrazuje indikace informace, které vám pomáhají při obsluze Ecotec
E3000. Kromě naměřených hodnot se zobrazí aktuální stavy přístroje, obslužné
pokyny, jakož i výstrahy a chybová hlášení.
Ecotec E3000 je vybaven rozsáhlou funkcí vlastní diagnostiky. Pokud rozpozná
elektronika chybný stav, zobrazí toto přístroj pokud možno na indikaci a pokud je tonutné, vedou k přerušení provozu.
Chybová hlášení

Chyby jsou jevy, které zařízení Ecotec E3000 nedokáže odstranit a které vedou kpřerušení provozu. Chybové hlášení se skládá z jednoho čísla a popisného textu.
Poté, co jste odstranily příčinu poruchy, zapněte opět provoz pomocí tlačítka Restart.

Výstražné hlášení

Výstrahy varují před stavy přístroje, které by mohly přesnost měření zhoršit. Provozpřístroje se nepřeruší.
Pomocí tlačítka OK nebo pomocí tlačítka na držadle čichací sondy potvrďte
obeznámení se s výstražným hlášením.
Následující tabulka ukazuje všechna výstražná a chybová hlášení. Uvedou se možné
příčiny poruchy a upozornění k odstranění poruchy.
Respektujte, že práce označené hvězdičkou smí provádět jen servisní personál, který
byl autorizován firmou INFICON.

Č.

HlášeníE1

Vstupní napětí 24 V na Pojistka F1 na propojovací rovině se
MC50 je příliš nízkéMožné chybné zdroje

Odstraňování poruch
Nahraďte pojistky.*propálila.
CPU-karta MC50 je defektní.

Obraťte se na zákaznický servis
INFICON.

E2

Vstupní napětí 24 V na Pojistka F2 na propojovací rovině seTranspectoru je příliš

propálila.

nízké

Transpector je vadný.

Nahraďte pojistky.*Obraťte se na zákaznický servis
INFICON.

E3

Vstupní napětí 24 V na Pojistka F3 na propojovací rovině se
frekvenčním měniči je

propálila.

příliš nízké

Turbomolekulární vývěva je defektní.

Nahraďte pojistky.*Obraťte se na zákaznický servis
INFICON.

W4Napětí 24 V na

Pojistka F4 na propojovací rovině se

Nahraďte pojistky.*

OPTION výstupu jepropálila.

příliš nízkéOdběr proudu externím propojením je Zkontrolujte zapojení.
příliš vysoká.

62 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICONVýstražná a chybová hlášení | 7

Č.

HlášeníMožné chybné zdroje

Odstraňování poruch

W5Napětí 5 V na vedeníPojistka F5 na propojovací rovině se

Nahraďte pojistky.*čichací sondy je příliš

propálila.

nízké

Vedení čichací sondy není správně

Nahraďte vedení čichací sondy.

připojeno.
W24Napětí 24 V externí

Jen pro Ecotec E3000RC: Pojistka na Nahraďte pojistky.*zobrazovací jednotky je kartě ovladače „Externí ovládání
příliš nízké

E25přístroje“ se propálila.
RC-obslužný díl spotřebuje mocObraťte se na zákaznický servis

proudu.

INFICON.

Odstraňte čichacíČichací špička se nachází v

Odstraňte čichací špičku.

špičku z otvoru

kalibračním otvoru ECO-Check.

kalibrační netěsnosti!

Světelná závora ECO-Check je

Profoukněte kalibrační otvor

znečištěná.

čerstvým vzduchem a vyčistěte jejbavlněným hadříkem.

W28

Hodiny reálného časuCPU-karta MC50 byla vyměněna.

byly nastaveny zpět!
Zadejte datum a(Miscellaneous) [} 31].
Baterie CPU-karty MC50 je závadná. Obraťte se na zákaznický servis

hodinový čas.
W29

E30

Zadejte datum a čas, viz Různé

INFICON.

Napětí 24 V na

Pojistka F6 na propojovací rovině se

Nahraďte pojistky.*audiovýstupu je příliš

propálila.

nízké!

Reproduktor je vadný.

Nahraďte reproduktory.*

Citlivost příliš nízkáČidlo v Transpectoru je defektní.

Obraťte se na zákaznický servis
INFICON.

W31

Faktor K1 mimo rozsah Byly rozpoznány jiné rušivé plyny, ne Znovu zkalibrujte IGS, viz Potlačení(0,9 až 1,1)!

cyklopentan nebo izopentan, např.

rušivých plynů [} 46].

alkoholy.
W34(Průtok se zmenšil

Vedení čichací sondy není správně

o více než 30 % odpřipojeno.

poslední kalibrace.

Vyměňte filtr vedení čichací sondy.

Zkontrolujte přípojku.

Vyměňte filtry vedení čichací sondy,Výstraha zhasne, kdyžviz Výměna filtračních vložek

je změna průtoku opětkapilárového filtru a násady proti

menší než 20 %.)nasání vody [} 79]. Potvrďte práci,
viz Vyvolání a spravování informacío údržbě [} 69]. Znovu zkalibrujtepřístroj, viz Kalibrace [} 42].

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

63 / 102

7 | Výstražná a chybová hlášení

INFICONČ.

HlášeníMožné chybné zdroje

Odstraňování poruch

E38

Kapilára zlomená!

Horní mezní hodnota je nastavená

Nastavte vyšší horní mezní hodnotu(> 60 s) překročeno.

příliš nízko.

proudu, viz Vakuum & Oprávnění

Čerpadla se vypnou,
aby se chránila

[} 35].
Kapilára je zlomená nebo netěsná.

katoda.)Nahraďte vedení čichací sondy.
Znovu zkalibrujte přístroj, viz
Kalibrace [} 42].
Nahraďte multifunkční kabel vedeníčichací sondy.*
Znovu zkalibrujte přístroj, viz
Kalibrace [} 42].

E39Výpadek emise (Emisi

Pokud byl přístroj po delší dobu

Potvrďte chybové hlášení a spusťte

na obou katodáchvypnutý, se může chyba vyskytnout

znovu přístroj. Pokud problém

nelze zapnout.)v prvních 10 minutách po zapnutí.

přetrvává: Obraťte se na zákaznický

Obě katody jsou vadné.

servis INFICON.

Transpector je vadný.
E40Výpadek emise

Pokud byl přístroj po delší dobu

(Došlo k výpadku

vypnutý, se může chyba vyskytnout v znovu přístroj. Pokud problém

emise během provozu.) prvních 10 minutách po zapnutí.

Potvrďte chybové hlášení a spusťte
přetrvává: Obraťte se na zákaznický
servis INFICON.

Vstupní tlak je příliš vysoký.
Transpector je vadný.
E41Žádná komunikace s

Software nedokáže vytvořit spojení s

Zkontrolujte spojení mezi

Transpectorem!

Transpectorem.

Transpectorem a propojovacírovinou.*Transpector je vadný.

Obraťte se na zákaznický servis
INFICON.

E42

Teplota Transpectoru

Hlavní filtr je znečištěn.

Vyčistěte nebo vyměňte filtr, viz> 70 °C nebo < 0 °C!

Výměna filtračních vložek
kapilárového filtru a násady protinasání vody [} 79].
Potvrďte práci, viz Vyvolání

Zohledněte okolní podmínky, viz

a spravování informací o údržbě

Technické údaje [} 15].

[} 69].
E43

Prahová hodnota

Interní Transpector-chyba dat

TranspectorObraťte se na zákaznický servis
INFICON.

překročena!
E44

Prahová hodnota
Transpector

Interní Transpector-chyba datObraťte se na zákaznický servis
INFICON.

překročena!

64 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICONVýstražná a chybová hlášení | 7

Č.

HlášeníMožné chybné zdroje

Odstraňování poruch

E45

Prahová hodnota

Interní Transpector-chyba datObraťte se na zákaznický servis

Transpector

INFICON.

překročena!
E46

Prahová hodnota

Interní Transpector-chyba dat

TranspectorObraťte se na zákaznický servis
INFICON.

překročena!
E47

Transpector-přetlak!

Pokud byl přístroj po delší dobu

Potvrďte chybové hlášení a spusťte

vypnutý, se může chyba vyskytnout v znovu přístroj. Pokud problém
prvních 10 minutách po zapnutí.

přetrvává: Obraťte se na zákaznický
servis INFICON.

Vedení čichací sondy není připojeno. Připojte vedení čichací sondy a
potvrďte chybové hlášení. Spusťte
přístroj znovu.
E48„Výpadek emise”

Vstupní tlak je příliš vysoký.

Potvrďte chybové hlášení a spusťte

(Došlo k výpadku

Transpector je vadný.

znovu přístroj. Pokud problém

emise během provozu.)přetrvává: Obraťte se na zákaznický
servis INFICON.

W49

E50

E51

W57

W58

Žádná emise s první

Zapnutí emise se nezdařilo. PřístrojMůžete provádět měření dále, ale

katodoupřepnul na druhou katodu.

nechte přezkoušet katody.

Řízení turbočerpadla

Vyskytla se chyba v řízení nebo v

Obraťte se na zákaznický servis

nebo elektroniky!

turbomolekulární vývěvě.

INFICON.

Žádná komunikace s

Propojovací rovina vadná.

Obraťte se na zákaznický servis

Turbocontroller!

CPU-karta MC50 vadná

INFICON.

Příliš mnoho

Neustálé střídání konfigurace plynuPoužijte alternativní příkazy. (např.

zapisovacích cyklů

nebo programu I*Guide

BEF749 místo BEF750)

EEPROM!

prostřednictvím rozhraní.

Parametry měření

Aktualizací softwaru došlo ke změně

Znovu vyberte měřené plyny.

nekonzistentní!

knihovny plynů.

(Zobrazí se příslušné číslo plynu.)

EEPROM vadný.

Obraťte se na zákaznický servis

Zkontrolujte prosím!
W59Přeběh parametrůEEPROM zařadit do

INFICON.

fronty!
W60

Všechny parametry

Byla nainstalována nová propojovací

Všechna nastavení jsou nastavena

EEPROM se ztratily!

rovina.

zpět na původní nastavení z výroby.

Zkontrolujte prosím svá

Proveďte prosím znovu svá

nastavení!

nastavení.
Pokud se hlášení během rozběhu

Obraťte se na zákaznický servis

vyskytuje i nadále, je EEPROM

INFICON.

chybný na propojovací rovině.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

65 / 102

7 | Výstražná a chybová hlášení

INFICONČ.

HlášeníMožné chybné zdroje

Odstraňování poruch

W61

0 EEPROM-parametr

Aktualizací software byly zavedeny

Potvrďte zprávu upozornění.

se inicializoval!

nové parametry. Nové parametry jsou
uvedeny v položce zpráva
upozornění.
Pokud se hlášení během rozběhu

Obraťte se na zákaznický servis

vyskytuje i nadále, je EEPROM

INFICON.

chybný na propojovací rovině.
W62

0 EEPROM-parametr

Při spuštění se zjistí změněné

Zkontrolujte nastavení uvedených

se ztratil!

parametry.

parametrů.

Příslušné parametry jsou uvedeny vpoložce zpráva upozornění.
Pokud se hlášení během rozběhu

Obraťte se na zákaznický servis

vyskytuje i nadále, je EEPROM

INFICON.

chybný na propojovací rovině.
W63

TSP- parametry

Transpector byl vyměněn.

Zkontrolujte parametry Transpectoru.

nekonzistentní!

Propojovací rovina byla nahrazena.

Obraťte se na zákaznický servis

Zkontrolujte prosím!

INFICON.
EEPROM na propojovací rovině jevadná.

W64

Vyskytují se výstrahy!

Potvrzené, ale ještě platné výstrahy

Odstraňte příčiny výstrahy. –se opakují každé dvě hodiny nebo při Deaktivujte opakování výstrahy, vizkaždém novém spuštění.

Vyvolání a spravování informacío údržbě [} 69].

W65

TSP sériové číslo

Transpector byl vyměněn.

Obraťte se na zákaznický servis

inkonzistentní!

Propojovací rovina byla nahrazena.

INFICON.

Zkontrolujte prosím!

EEPROM na propojovací rovině jevadná.

W66

ECO-Check nový z

Byla připojena nová ECO-Check-

Zadejte sériové číslo a kód kalibračnívýroby!

kalibrační netěsnost.

netěsnosti, viz instalační návod
kalibrační netěsnosti.

W67

W68

W70

ECO-Check uplyne dne Za tři měsíce uplyne platnost

Objednejte ECO-Check plynový

DD.MM.RRRR!

zásobníku plynu ECO-Check.

zásobník.

ECO-Check uplynul!

Platnost ECO-Check plynovéhoVyměňte ECO-Check plynový

zásobníku uplynul (2 roky v provozu

zásobník, viz návod k instalaci ECO-

nebo starší než 3 roky).

Check.

Všechny parametry

EEPROM v ECO-Check-kalibračníVyměňte ECO-Check kalibrační

EEPROM ECO-Checknetěsnosti je prázdná nebo chybná.

netěsnost, viz návod k instalaci ECO-

jsou ztraceny!

66 / 102

Check.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICONVýstražná a chybová hlášení | 7

Č.

HlášeníMožné chybné zdroje

Odstraňování poruch

W71Žádná komunikace s

ECO-Check kalibrační netěsnost

Zkontrolujte spojení ke ECO-Check

ECO-Check!

nelze spustit základním přístrojem.

kalibrační netěsnosti.

Není připojen žádný ECO-Check-

Pokud problém přetrvává: Obraťte sekalibrační netěsnosti.

na zákaznický servis INFICON.

Vedení čichací sondy nelze spustit

Zkontrolujte spojení vedení čichací

W72Žádná komunikace svedením čichací sondy! základním přístrojem.

sondy se základním přístrojem(odpojit a opět připojit; pokud možno
vyzkoušejte jiná vedení čichacísondy). Pokud zůstane problém
zachován, obraťte se na zákaznickouslužbu INFICON!

E73

W74

W75

W77

Nevhodné vedení

SL3000XL od Protec P3000 sePřipojte správné vedení čichacíčichací sondy!

omylem připojilo.

sondy.

Verze softwaru IC1000 Pro plný rozsah funkcí je nutnáObraťte se na servis INFICON.

je zastaralá!

aktualizace softwaru IC1000.

Žádná komunikace

Komunikace probíhala, ale přerušilas IC1000!

se.

Změněný kalibrační

Kalibrace se změnila o více než 15 % Znovu zkalibrujte přístroj, viz

faktor!

od poslední kalibrace.

Kalibrace [} 42].

Kalibrační netěsnost je příliš malá.

Zkontrolujte míru netěsnosti

Zkontrolujte spojení s IC1000.

(Může být hlášeno,když se testuje
kalibrace.)
W78

Signální rozdíl mezi
kontrolní netěsností akalibrační netěsnosti nebo používejte

vzduchem je příliš

kalibrační netěsnost s vyšší mírou

malý. (1.25 při R134a)netěsnosti.
Kalibrační netěsnost je vadná.

Zkontrolujte signál pozadí, tím, ževypněte funkci ZERO (tiskněte
tlačítko ZERO déle než 2 s).

W79

W80

Signál pozadí během kalibrace jeZnovu zkalibrujte přístroj, vizpříliš vysoký.

Kalibrace [} 42].

Faktor je mimoPřed kalibrací IGS byl zjištěn

Zopakujte kalibraci IGS, viz Potlačení

rozsahu!

neplatný faktor.

rušivých plynů [} 46].

Katoda přepnuta!

Přístroj byl bez kalibrace přestaven

Znovu zkalibrujte přístroj, viz

na jinou katodu.

Kalibrace [} 42].

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

67 / 102

7 | Výstražná a chybová hlášení

INFICONČ.

HlášeníMožné chybné zdroje

Odstraňování poruch

W81Příliš nízký kalibrační

Kalibrační faktor byl zjištěn během

Zkontrolujte zadání pro míru

faktor!

interní kalibrace s < 0,1 nebo během

netěsnosti, viz Kalibrace [} 42].

externí kalibrace s < 0,01.
Nebylo dobře kalibrováno.

Znovu zkalibrujte přístroj, viz
Kalibrace [} 42].

Míra netěsnosti kalibrační netěsnostiVyměňte externí kalibrační

není správná (obzvláště během

netěsnost.

externí kalibrace).
E94

Chyba v TC-řídicí

Vadné řízení turbomolekulárníVypněte přístroj. Vyčkejte, až sejednotce (E015)

vývěvy.

čerpadlo zastaví (> 5 min). Přístrojopět zapněte.
Obraťte se na zákaznický servis
INFICON.

E95

Elektronika pohonu

Chyba v komunikaci meziObraťte se na zákaznický servis

nerozpozná čerpadlo.

turbomolekulární vývěvou a řízením.

INFICON.

Hlavní filtr je znečištěn.

Vyčistěte nebo vyměňte filtr, viz(E021)
E96

Chyba při kontrole
teploty TC (E025)

Výměna filtračních vložek
kapilárového filtru a násady protinasání vody [} 79].
Okolní teplota je příliš vysoká.

Potvrďte práci, viz Vyvolánía spravování informací o údržbě
[} 69].

E97

Chyba teplotního čidla

Teplotní čidlo je vadné.

Obraťte se na zákaznický servis

v TC (E026)
E98

INFICON.

Chyba ve stupních

Vyskytla se chyba ve stupníchObraťte se na zákaznický servis

motoru nebo v řízení

motoru nebo v řízení.

INFICON.

Síťové napětí vypadlo.

Obraťte se na zákaznický servis(E037)
E99

Chyba u síťové
přípojky (F007)

INFICON.

Tab. 9: Výstražná a chybová hlášení

* Práci smí provádět jen servisní personál, který byl autorizován firmou INFICON.

68 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICONÚdržba | 88 Údržba
8.1 Vyvolání a spravování informací o údržbě
Z hlavního menu si můžete zvolením „Historie a údržba“ zobrazit informace, které setýkají posledních provozních stavů přístroje a jeho údržby. Zde naleznete speciálníseznam posledních hlášení. Na tomto místě stanovíte, které údržbové práce se musípotvrdit a údržby potvrdíte.

Obr. 39: Možnosti volby v položce „Historie & údržba“

Zobrazení seznamu

V seznamu chyb jsou uvedeny chyby a výstrahy, které se vyskytly během provozu

chyb

Ecotec E3000. Přitom se zobrazí datum a hodinový čas, poté označení chyby nebovýstrahy (E… u chyb W… u výstrah), s krátkým popisem chyby nebo výstrahy.

Obr. 40: Seznam chyb a výstrah

Ke zobrazení kompletní výstrahy a chybového hlášení, zvolte odpovídající řádek astiskněte tlačítko s lupou. U mnoha hlášení jsou uvedeny také bližší informacemožných příčin.
Seznam kalibrace

V tomto seznamu jsou zaznamenány všechny kalibrace, které byly provedeny během
provozu Ecotec E3000. Uvedeny jsou
• Datum a čas• typ kalibrace (interní nebo externí)• číslo plynu (jen u externí kalibrace)• Kalibrační faktor

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

69 / 102

8 | Údržba

INFICON

Obr. 41: Seznam kalibrace

Ke zobrazení kompletní informace kalibrace zvolte odpovídající řádek a stiskněte
tlačítko s lupou. Kalibrační informace zahrnuje:• Kalibrační režim (interní nebo externí), u interního: plyn v kalibrační netěsnosti• Plyn– interní kalibrace: jedno nebo více čísel plynu– externí kalibrace: číslo plynu, poloha měření, plyn
• Datum a hodinový čas kalibrace• Počet provozních hodin v okamžiku kalibrace• Kalibrační faktor• Poloha špičky (pokud se liší od hmotnostní polohy)• Průtok vedením čichací sondy v okamžiku kalibrace• Katoda, která byla používána v okamžiku kalibrace (A/B)• Velikost kalibrační netěsnosti, která se užívá (externí kalibrační netěsnost pro
externí kalibraci a ECO-Check pro interní kalibraci)• Proud argonu a hmotnostní odchylky v okamžiku kalibrace• Proud pro plyn, který byl kalibrován a signál pozadíIntervaly údržby

K vyvolání uplynulých provozních hodin přístroje od uvedení do provozu, zvolte„Intervaly údržby“. Údaj neplatí pro vedení čichací sondy, neboť se mohou použít
různá vedení.
Níže se zobrazí zbývající provozní hodiny až k dalším údržbovým pracím.
Časy v položce „Další údržba pro…“ jsou založené na potvrzeních, která zadáte poúdržbových pracích.
Viz "Potvrzení údržby" níže.

Seznam údržby

V seznamu údržby jsou uvedeny Plán údržby [} 74] údržbové práce, které byly
potvrzeny během práce. Zobrazí se datum, čas provedených prací, počet provozních
hodin přístroje v okamžiku údržbových prací a jaké činnosti byly provedeny. Ke
zobrazení kompletní položky, zvolte příslušný řádek a stiskněte tlačítko s lupou.

70 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICONÚdržba | 8

Obr. 42: Záznamy seznamu údržby

V detailním náhledu naleznete také údržbářské práce, které nemůžete jako obsluha
potvrdit. K provedení a potvrzení těchto prací, musíte mít speciální odborné znalostia přístup k menu „Servis“.
Potvrzení údržby

V menu „Potvrzení údržby“ potvrďte výměnu zásobníku provozního prostředku
a výměnu vzduchového filtru.
Zvolte „Zásobník provozního prostředku“, resp. „Vzduchový filtr“ a poté „OK“.
Následuje dotaz, zda chcete potvrdit údržbu, jako položku v seznamu údržby.
Intervaly údržby pro zásobník provozního prostředku a vzduchového filtru základníhopřístroje jsou stanoveny a systém vás upozorní, když interval uplyne.
Filtr čichací sondy
Pokud lze přístroj provozovat s různým vedením čichací sondy, nespadá výměna filtru
v čichací špičce do údržbového plánu. Místo toho můžete pod položkou „Filtr čichacísondy“ zadat čas, kdy má přístroj vyžádat výměnu filtru.
Rozsah nastavení: 10 až 1000 hodin a nekonečno (∞).
Nastavte ∞, pokud se požadavek nemá provést.

Obr. 43: Potvrzení práce údržby

Plán údržby

Pokud zvolíte „Plán údržby“, máte možnost deaktivovat plán a tím i upozorňovací
hlášení. V položce menu Plán údržby lze deaktivovat výstrahu W80 „Katodapřepnutá!“ nezávisle na jiných upozorněních.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

71 / 102

8 | Údržba

INFICON

Obr. 44: Plán údržby

Opakování výstrah

Je-li aktivován údržbový plán, ale nepotvrdí-li se žádné údržbové práce, zobrazí sevýstražné hlášení „Upozornění na plánované údržbové práce“. Opakovanou indikaci
tohoto výstražného hlášení můžete deaktivovat „Opakování výstrahy“.

Zvolit katodu

V tomto okně můžete z katody B přepnout zpět na katodu A, pokud přístroj zvolilsamostatně katodu B. Nastavení se mohou provést jen v klidovém stavu
turbomolekulární vývěvy.
Zvolte katodu a potvrďte ji tlačítkem „OK“.

ECO-Check nahradit

Pokud se připojí ECO-Check kalibrační netěsnost nebo se vymění zásobník plynu
ECO-Check, musíte zadat sériové číslo a označení s kalibračními daty. Montáž ECOCheck do Ecotec E3000, jakož i výměna zásobníku plynu jsou popsány v návodu
ECO-Check.
ECO-Check musí být spojen s přístrojem. Sériové číslo a označení na plynovém
zásobníku si musíte poznamenat,nebo je vyčíst v dodaném certifikátu.
Příslušné okno zadání otevřete pomocí „ECO-Check vyměnit“.

Obr. 45: Zadejte sériové číslo a označení zásobníku na plyn.

Ecotec E3000 kontroluje uvedené číslo. Hlásí „Neplatné zadání“, pokud nelze ECOCheck identifikovat s číslem.

8.2 Údržbářské práce
Pokud nejsou prováděny údržbové práce podle plánu údržby, zaniká záruka.

72 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICONÚdržba | 8

NEBEZPEČÍ
Ohrožení života v důsledku úderu el. proudem
Uvnitř přístroje jsou vysoká napětí. Při dotyku částí pod elektrickým napětím jeohrožen život.
► Před všemi instalačními a údržbářskými činnostmi odpojte přístroj od napájení.
► Zajistěte, aby nemohlo dojít k nedovolenému zapnutí elektrického napájení.

UPOZORNĚNÍ
Věcné škody v důsledku rotujících dílů.
Turbomolekulární vývěva si vyžaduje 5 min, aby se uvedl do klidu.
► Před zahájením všech údržbových prací nebo před pohybem s přístrojem počkejte,
až se turbomolekulární vývěva zcela zastaví.
Pro údržbu potřebujete následující nástroj:• 2 šroubováky, velikost 2• Klíč s očkem, 19 mm (je v rozsahu dodávky)• Inbusový klíč, 8 mm (je v rozsahu dodávky)• Inbusový klíč, 3 mm (není v rozsahu dodávky)• Pinzeta

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

73 / 102

8 | Údržba

INFICON

8.2.1 Plán údržby
ÚdržbaPopis materiálu

Zkontrolujte spékané

Spékaný filtr pro

filtry čichací špičkyčichací špičku

Číslo dílu

200 03 500

Provozní hodinyČasový Stupeň

500

interval údržby

2000

10000

X1

I

a v případě potřeby jejvyměňte.
Vyměňte filtrační vložky Plsť v kapilárovém
kapilárového filtru

200 001 116

XI

filtrua násady proti nasání
vody.
Hlavní filtr na dně skříně Vzduchový filtr

200 001 552

XInterní filtr

200 03 679

XVyměňte zásobník

Zásobník provozního

200 003 801

provozního prostředku

prostředku

turbomolekulárního

Datum na balení ječerpadla.

poslední možné

I

vyčistěte nebo vyměňte. ECOTEC E3000 (104× 154 mm; 5 ks)
Zkontrolujte interní filtryIIa v případě potřeby jevyměňte (3 kusy).
3 rokyII

datum instalace.
Vyměňte membrány

Sada opotřebitelných

membránovéhodílů pro membránové

čerpadla.

čerpadlo

Zásobník plynu uvádějte Náhradní zásobník
do provozu nejpozději

200 03 504

531-010XIII

2 rokyplynu

po 2 letech. Maximální
trvanlivost, skladováníplus provoz: 3 roky
Tab. 10: Plán údržby

1 Při silném znečištění okolí měření může být výměna nutná i dříve.
Vysvětlení stupňů údržby:Stupeň údržby I: Zákazník bez technického vzdělání
Stupeň údržby II: Zákazník s technickým vzděláním a školením INFICON
Stupeň údržby III: Servis INFICON

74 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICONÚdržba | 8

8.2.2 Výměna vzduchového filtru základního přístroje
Vzduchový filtr je v šachtě, která je přístupná zespodu přístroje. Šachta je uzavřena
krycí deskou. Krycí deska je připevněna 3mm šroubem s vnitřním šestihranem.

NEBEZPEČÍ
Ohrožení života v důsledku úderu el. proudem
Uvnitř přístroje jsou vysoká napětí. Při dotyku částí pod elektrickým napětím jeohrožen život.
► Před všemi instalačními a údržbářskými činnostmi odpojte přístroj od napájení.
► Zajistěte, aby nemohlo dojít k nedovolenému zapnutí elektrického napájení.

UPOZORNĚNÍ
Věcné škody v důsledku rotujících dílů.
Turbomolekulární vývěva si vyžaduje 5 min, aby se uvedl do klidu.
► Před zahájením všech údržbových prací nebo před pohybem s přístrojem počkejte,
až se turbomolekulární vývěva zcela zastaví.

Obr. 46: Uvolnit kryt větráku

1. Odstraňte vedení čichací sondy a ECO-Check základního přístroje.
2. Položte základní přístroj s čelní deskou na měkkou podložku.
3. Uvolněte šroub krycí desky tak, aby bylo možno otočit krycí desku do strany.
4. Vytáhněte vzduchový filtr a nahraďte jej za nový.
5. Krycí desku opět namontujte pevně před šachtu.
6. Odstavte přístroj opět na nožky a uzavřete vedení čichací sondy a v případě
potřeby připojte ECO-Check.
7. Potvrďte práci, viz „Vyvolání a spravování informací o údržbě [} 69]“.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

75 / 102

8 | Údržba

INFICON

8.2.3 Výměna zásobníku provozního prostředku
Zásobník provozního prostředku zásobuje turbomolekulární vývěvu mazivem. Skládá
se z umělohmotné nádrže s namočenou tkaninou a 8 namočených tyčinek (tyčinky
Porex). Umělohmotná nádoba a tyčky Porex jsou pod turbomolekulární vývěvou ajsou přístupné ze spodní strany přístroje Ecotec E3000.
Otvor pro zásobník provozního prostředku je uzavřen hliníkovou zátkou aumělohmotným šroubem.
Zásobník provozního prostředku má omezenou životnost a dobu skladování, viz „Plánúdržby [} 74]“.

NEBEZPEČÍ
Ohrožení života v důsledku úderu el. proudem
Uvnitř přístroje jsou vysoká napětí. Při dotyku částí pod elektrickým napětím jeohrožen život.
► Před všemi instalačními a údržbářskými činnostmi odpojte přístroj od napájení.
► Zajistěte, aby nemohlo dojít k nedovolenému zapnutí elektrického napájení.

POZOR
Nebezpečí otravy
Zásobník provozního prostředku může obsahovat jedovaté substance z čerpaného
média.
► List bezpečnosti dat pro mazivo lze obdržet na požádání.
► V případě potřeby noste příslušný ochranný oděv.
► Zlikvidujte zásobník provozního prostředku tak, jak se vyžaduje podle místníchpředpisů.

76 / 102

1

Odstraňte vedení čichací sondy a ECO-Check základního přístroje.

2Položte základní přístroj s čelní deskou na měkkou podložku.

3

Vyšroubujte umělohmotný šroub pomocí 19-mm-klíče s očkem.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICONÚdržba | 8

Obr. 47: Uzávěr zásobníku provozního prostředku

4

Vypačte hliníkovou zátku pomocí jednoho nebo dvou úzkých šroubováků.

5

Zahákněte něco do středního otvoru umělohmotné nádoby a vytáhněte ji.

Obr. 48: Otevřená nádržka provozní kapaliny

6

Vytáhnete osm tyčinek Porex pinzetou z čelní strany otvoru.

Obr. 49: tyčinky Porex

7

Pinzetou vložte nové tyčinky Porex.

8Nasaďte umělohmotné nádoby s namočenou tkaninou do otvoru, a uzavřete jej
hliníkovou zátkou.

9Opět našroubujte pevně umělohmotný šroub. Dbejte na to, aby byl O-kroužek
uložen do drážky umělohmotného šroubu a otvor správně uzavírá.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

77 / 102

8 | Údržba

INFICON

10

Potvrďte práci, viz „Vyvolání a spravování informací o údržbě [} 69]“.

8.2.4 Výměna síťových pojistek
Pojistky se nacházejí za klapkou u síťového spínače. Jsou umístěny ve dvou
zásuvných modulech.
Síťové pojistky jsou k dostání pod obj. č. 200 000 914. V každém případě se musípoužít dvě stejné pojistky.

NEBEZPEČÍ
Ohrožení života v důsledku úderu el. proudem
Uvnitř přístroje jsou vysoká napětí. Při dotyku částí pod elektrickým napětím jeohrožen život.
► Před všemi instalačními a údržbářskými činnostmi odpojte přístroj od napájení.
► Zajistěte, aby nemohlo dojít k nedovolenému zapnutí elektrického napájení.
1

Vypačte šroubovákem víko síťového spínače doprava.

Obr. 50: Víko vypáčit doprava

2

Vytáhněte dva moduly a nahraďte pojistky.

Obr. 51: Zásuvný modul s pojistkou

78 / 1023Zasuňte opět zasouvací moduly. Dbejte na to, aby šipky ukazovaly nahoru.

4Uzavřete klapku.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICONÚdržba | 8

8.2.5 Výměna filtračních vložek kapilárového filtru a násady
proti nasání vody
Plastový kapilárový filtr, kovový kapilárový filtr a násada proti nasání vody jsou
vybavené filtračními vložkami.
Pod kovovým kapilárovým filtrem a násadou proti nasání vody je uloženo kuželovétěsnění. U umělohmotných kapilár je toto těsnění integrováno.

1

2

3

1

2

5

4
Obr. 52: Kapilární filtr

1

Konec vedení čichací sondy4Umělohmotný kapilárový filtr

2Kuželové těsnění

5

Násada proti nasání vody

3

Kovový kapilární filtr

Obr. 53: Vytlačte filtrační vložku z kapilárového filtru

Kapilárový filtr a násada proti nasání vody jsou našroubovány na konec vedení čichacísondy.
Filtrační vložky jsou vsunuty a leží pod malou kovovou mříží, která je rovněž
zasunuta.
K výměně filtračních vložek, postupujte následovně:1. Vypněte Ecotec E3000.
2. Odšroubujte kapilárový filtr resp. špičku ochrany proti nasávání vody. Dbejte na to,
aby kuželové těsnění nevypadlo.
3. Vytlačte staré filtrační vložky a kovovou mřížku zezadu ven.
4. Odstraňte staré vložky a vyčistěte kovovou mřížku.
5. Zasuňte kovovou mříž a poté dvě nové vložky zepředu do filtru. Dbejte na to, aby
se mříže a vložky nezpříčily.
6. Zapněte Ecotec E3000.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

79 / 102

8 | Údržba

INFICON

7. Uzavřete jedním prstem čichací špičku. U násady proti nasání vody musíte držet
uzavřený postranní otvor. Měli byste pociťovat podtlak. Pokud ne, vyskytla senetěsnost a je třeba zkontrolovat šroubení. Možná vypadlo kuželové těsnění.
8. Potvrďte práci, viz „Vyvolání a spravování informací o údržbě [} 69]“.
9. Zkalibrujte Ecotec E3000, viz „Kalibrace [} 42]“.

8.2.6 Výměna spékaného filtru držadla čichací sondy

Obr. 54: Spékané filtry v držadle čichací sondy

Spékaný filtr je umístěn v držadle čichací sondy. K výměně filtračních vložek,postupujte následovně:1. Vypněte Ecotec E3000.
2. Opět našroubujte dva šrouby s křížovou hlavou, které přidržují čichací špičku.
3. Vyměňte spékaný filtr spolu s o-kroužkem.
4. Zkontrolujte filtr ohledně viditelného znečištění.
5. Vsaďte nový spékaný filtr s O-kroužkem do patky čichací špičky.
6. Opět našroubujte čichací špičku.
7. Zapněte Ecotec E3000.
8. Uzavřete jedním prstem čichací špičku. Měli byste pociťovat podtlak. Pokud ne,
vyskytla se netěsnost a je třeba zkontrolovat čichací špičku a držadlo.
9. Potvrďte práci, viz „Vyvolání a spravování informací o údržbě [} 69]“.
10. Zkalibrujte Ecotec E3000, viz „Kalibrace [} 42]“.

80 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Odstavení z provozu | 9

9 Odstavení z provozu
9.1 Likvidace přístrojePřístroj může být likvidován provozovatelem nebo zaslán firmě INFICON.
Přístroj se skládá z materiálů, které mohou být recyklovány. Aby se přecházelo
odpadům a šetřilo se životní prostředí, měla by se tato možnost využít.
► Při likvidaci respektujte ekologická a bezpečnostní ustanovení vaší země.

9.2 Odeslání přístroje k údržbě, opravě nebo
likvidaciVýstrahaOhrožení zdraví škodlivými látkami
Kontaminované přístroje mohou ohrožovat zdraví. Prohlášení o kontaminaci slouží
k ochraně všech osob, které přijdou do styku s přístrojem. Přístroje, které byly zaslány
bez čísla zpětného odeslání a vyplněného prohlášení o kontaminaci, zašle výrobcezpět odesílateli.
► Vyplňte kompletně prohlášení o kontaminaci.
1Před zasláním prohlášení kontaktujte výrobce a pošlete mu vyplněné
prohlášení o kontaminaci.
ð Poté obdržíte zasílací číslo a adresu.

2

Pro zaslání zpět použijte originální balení.

3

Než přístroj odešlete, upevněte kopii vyplněného prohlášení o kontaminaci navnější stranu balení.

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

81 / 102

9 | Odstavení z provozu

82 / 102

INFICON

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICONPříloha | 1010 Příloha
10.1 PříslušenstvíDíl příslušenstvíObj. č.:Vedení čichací sondy
SL3000-3, 3 m dlouhé

525-001

SL3000-5, 5 m dlouhé

525-002

SL3000-10, 10 m dlouhé

525-003

SL3000-15, 15 m dlouhé

525-004

Vedení čichací sondy pro integraci

525-015

systému (použití robotů)Čichací špičky
ST 312, 120 mm dlouhá, pevná

122 13

FT 312, 120 mm dlouhá, flexibilní

122 14

FT 200, 200 mm dlouhá, pevná

122 18

FT 250, 250 mm dlouhá, flexibilní

122 66

ST 385, 385 mm dlouhá, pevná

122 15

FT 385, 385 mm dlouhá, flexibilní

122 16

FT 600, 600 mm dlouhá, flexibilní

122 09ST 500, 500 mm dlouhá, pevná, 45°

122 72

zalomenáNásada proti nasání vody

122 46

Držák pro SL3000-vedení čichací sondy

525-006

ECO-Check kalibrační netěsnost pro

531-001

R134a
ECO-Check-zásobník plynu pro R134a

531-010

PRO-Check kalibrační netěsnost

521-001

Kalibrační sada pro režim IGS

531-003

Kalibrační netěsnosti pro jednotlivá chladiva, míra netěsnosti 2–5 g/a, lze takéobdržet míru netěsnosti
16 g/aR134a

122 20R600a

122 21

R404A

122 22

R152a

122 27

R407C

122 28Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

83 / 102

10 | Příloha

INFICONDíl příslušenstvíObj. č.:R410A

122 29R401A

122 30

Halon 1301 (R13B1)

122 34

HFO-1234yf

122 35

SF6

123 00R245fa123 04

R452A

123 05

R441A

123 06Xe

123 14

R1234zf

123 15

Kalibrační netěsnost 100% vodík

123 22

Míra netěsnosti 1,00E-4 mbarl/s pro
nastavení kalibrace se 100% vodíkem,míra netěsnosti 2,01E-3 mbarl/s pro
nastavení kalibrace s formovacím plynem
95/5
Kalibrační netěsnost pro R290, míra

122 31netěsnosti 7–8 g/a
Kalibrační netěsnost pro helium
S-TL 4, míra netěsnosti rozsah 10-4 mbar 122 37
l/s
S-TL 5, míra netěsnosti rozsah 10-5 mbar 122 38
l/s
S-TL 6, míra netěsnosti rozsah 10-6 mbar 122 39
l/s
Kalibrační netěsnost pro metan, TL4-6

122 49Kalibrační netěsnost pro jiná chladiva na přání
Externí indikační jednotka pro Ecotec
E3000RCpro použití jako stolní přístroj

551-100

pro montáž na stojanu

551-101Připojovací kabel pro externí indikační jednotku
pro Ecotec E3000RC, 5 m

551-102

pro Ecotec E3000RC, 1 m

551-103

Modul
IC1000525-200

Datový kabel, 0,5 m IC1000 <-> BM1000

560-334

Modul sběrnice

84 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICONPříloha | 10

Díl příslušenstvíObj. č.:BM1000 PROFIBUS

560-315

BM1000 PROFINET IO

560-316

BM1000 DeviceNet

560-317

BM1000 EtherNet/IP

560-318

10.2 Knihovna plynů
Software Ecotec E3000 obsahuje seznam s cca 100 plyny, které mohou být relevantní
v chladírenském průmyslu. Tyto plyny jsou uloženy v ROM (read only memory) a lze
je zvolit ze seznamu v příslušných menu pro plyny a prahové hodnoty. Pro každý plyn
je uloženo jedno hmotnostní číslo (poloha měření), molekulová hmota, normalizační
faktor a viskozita. Data v této ROM nelze měnit. Dodatečně poskytne program k
dispozici šest prázdných paměťových míst (uživatelská knihovna RAM-paměť). Zde simůže uživatel uložit vlastní definované plyny, viz „Nastavení plynu definovanéhouživatelem [} 47]“.
Pro každý plyn je šedě podloženo přednastavené hmotnostní číslo (hmotnostnípoloha).
Plyn

VzorecJiné
označeníMěřicí poloha Molekulová(xxx amu)

hmotnost

Fragmentač Normalizační Viskozita
ní faktor(x.xExx)(xxx.x amu)
R12B1

R13B1

R32

CF2ClBr

CF3Br

Halon 1211

Halon 1301

CH2F2

85

165,4

0,32

50

0,12

129

0,15

131

0,15
149

0,12

131

0,12

148

0,10

150

0,10

51

CH3F

52

34

CH4

R116

C2F6

Metan

1,00

1,40E+08

0,523

3,50E+07

0,852

1,90E+08

0,632

7,00E+07

0,551

0,10
34

33
R50

1,00

129

52
R41

1,00

87

69

faktor

1,00
1,00

15

16

1,00

7,00E+07

0,556

69

138

1,00

7,00E+07

0,709

119

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

1,00

85 / 102

10 | PřílohaPlyn

INFICON

VzorecJinéMěřicí poloha Molekulová

označení(xxx amu)

hmotnost

Fragmentač Normalizační Viskozita
ní faktor(x.xExx)(xxx.x amu)
R123

C2HF3Cl2

83

152,9

85
R124

C2HF4Cl

67

R134a

R143a

C2HF5

51

C2H2F4136,5120

C2H4F2

101

0,35
102

C 2H 6

0,46

51

0,12

51

R218

C3F8

Etan

84

R236faR245fa

R290

R356

C3HF7

C 3H 8C4H5F50,653

1,10E+08

0,591

1,00

7,00E+07

0,561

66,1

1,00

8,70E+07

0,515

0,47
7,00E+07

0,479

69

188

1,00

2,90E+07

0,627

8,80E+07

0,627

3,90E+07

0,550

6,50E+07

0,520

9,10E+08

0,433

7,00E+07

0,561

0,25
170

1,00

51

0,18

82

0,15
152

1,00

64

0,34

133

0,30

113

0,06
134

0,58

51

1,00

69

0,32

95

0,03

115

0,13

41

44,1

0,91

39

1,00

42

0,32

77
69

86 / 102

6,70E+07

1,00

64

Propan

0,581

30,1

69

C3H3F5

7,00E+07

26

69

C3H2F6

0,540

0,35

169
R227ea

0,72

83

65
R170

1,00
0,27

69

7,00E+07

1,00

65
R152a

1,00

69

69

C2H3F3

1,00
1,00

51
R125

faktor

166,1

1,00
1,00

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

PlynPříloha | 10

VzorecJinéMěřicí poloha Molekulová

označení(xxx amu)

hmotnost

Fragmentač Normalizační Viskozita
ní faktor(x.xExx)(xxx.x amu)
R404A

97,6

faktor

44 %

69

R125

1,00

51

0,52

52 %

101

0,23

9,30E+07

0,607

7,00E+07

0,566

7,00E+07

0,637

7,00E+07

0,647

1,80E+08

0,627

7,00E+07

0,612

R143a
4%
R134a
R406A

55 %

51

R22

65

89,9

1,00
1,00

4%
R600a
41 %
R142b
R407A

20 %

51

R32

69

90,1

1,00
1,00

40 %
R125
40 %
R134a
R407B

10 %

51

R32

101

102,9

1,00
1,00

70 %
R125
20 %
R134a
R407C

10 %

51

R32

86,2

1,00

69

0,75

70 %

83

0,38

R125
20 %
R134a
R407D

23 %

69

R32

83

91

1,00
1,00

25 %
R125
52 %
R134a

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

87 / 102

10 | PřílohaPlyn

INFICON

VzorecJinéMěřicí poloha Molekulová

označení(xxx amu)

hmotnost

Fragmentač Normalizační Viskozita
ní faktor(x.xExx)(xxx.x amu)
R407E

25 %

51

R32

69

83,8

faktor

1,00

7,00E+07

0,622

1,90E+08

0,670

1,20E+08

0,673

7,00E+07

0,673

7,00E+07

0,581

1,80E+08

0,610

1,00

15 %
R125
60 %
R134a
R407F

40 %

51

R134a

69

82,1

1,00
0,35

30 %
R125
30 %
R32
R410A

50 %

51

72,6

1,00

R32

101

0,26

50 %

69

0,14

R125
R410B

45 %

51

R32

101

75,6

1,00
0,35

55 %
R125
R413A

9%

69

R218

83

104

1,00
1,00

88 %
R134a
3%
R600
R417A

50 %

51

106,7

1,00

R134a

69

0,70

46 %

83

0,22

R125
4%
R600a

88 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

PlynPříloha | 10

VzorecJinéMěřicí poloha Molekulová

označení(xxx amu)

hmotnost

Fragmentač Normalizační Viskozita
ní faktor(x.xExx)(xxx.x amu)
R422D

65,1 %

51

R125

69

112,2

faktor

1,00

8,78E+07

0,622

1,04E+08

0,617

7,80E+08

0,398

2,40E+08

0,629

0,36

31,5 %
R134a
3,4 %
R600a
R438A

45 %

51

R125

69

104,9

1,00
0,42

44,2 %
R134a
8,5 %
R32
1,7 %
R600
0,6 %
R601a
R441A

54,8 %

43

R290

41

49,6

1,00
0,59

36,1 %
R600
6%
R600a
3,1 %
R170
R442A

31 %

51

R32

69

81,8

1,00
0,33

31 %
R125
30 %
R134a
5%
R227ea3%
R152a

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

89 / 102

10 | PřílohaPlyn

INFICON

VzorecJinéMěřicí poloha Molekulová

označení(xxx amu)

hmotnost

Fragmentač Normalizační Viskozita
ní faktor(x.xExx)(xxx.x amu)
R448A

99,3

faktor

26 %

51

R32

1,00

69

0,38

26 %

64

0,13

1,10E+08

0,625

2,10E+08

0,622

1,91E+08

0,592

1,30E+08

0,612

2,34E+08

0,639

R125
21 %
R134a
20 %
R1234yf
7%
R1234ze
R449A

25,7 %

51

87,2

1,00

R134

69

0,48

25,3 %

64

0,15

R1234yf
24.7 %
R125
24.3 %
R32
R450A

58 %

69

R1234ze

83

0,37

42 %

64

0,33

51

0,22

95

0,17

R134a

R452A

109

103,5

1,00

59 %

51

1,00

R125

69

0,32

30 %

64

0,12

R1234yf
11 %
R32
R452B

67 %

51

72,9

1,00

R32

69

0,39

26 %

64

0,31

R1234yf7%
R125

90 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

PlynPříloha | 10

VzorecJinéMěřicí poloha Molekulová

označení(xxx amu)

hmotnost

Fragmentač Normalizační Viskozita
ní faktor(x.xExx)(xxx.x amu)
R454B

51

R454C

R507

62,6

1,00

64

0,18

69

0,19

95

0,07

69

90,8

1

64

1

51

1

95

0,26
98,9

faktor

50 %

69

1,00

R125

51

0,58

50 %

65

0,17

2,30E+08

0,638

3,72E+08

0,62

8,10E+07

0,612

7,00E+07

0,729

8,60E+07

0,729

1,70E+08

0,582

7,00E+07

0,377

2,60E+08

0,377

7,00E+07

0,341

R143a
R508A

39 %

69

R23

51

100,1

1,00
0,35

61 %
R116
R508B

46 %

69

95,4

1,00

R23

51

0,20

54 %

119

0,23

R116
R513A

44 %

69

R134a

108,7

1,00

64

0,60

56 %

83

0,34

R1234yf
R600

C4H10

Butan

41

58,1

42
R600a

R601

C4H10

C5H12

Izobutan

Pentan

41

1,00
1,00

58,1

1,00

42

0,75

43

1,00

58

0,08

IGS

0,91

41

72,2

1,00

42

1,00

43

1,00

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

91 / 102

10 | PřílohaPlyn

INFICON

VzorecJinéMěřicí poloha Molekulová

označení(xxx amu)

hmotnost

Fragmentač Normalizační Viskozita
ní faktor(x.xExx)(xxx.x amu)
R601a

C5H12

Izopentan

41

72,2

faktor

0,60

42

0,84

43

1,00

57

0,36

56

0,12

8,00E+07

0,336

R601b

C5H12

Neopentan

57

72,2

1,00

7,00E+07

0,337

R601c

C5H12

Cyklopentan

41

70,1

0,30

7,00E+07

0,337

5,10E+08

0,558

1,60E+08

0,624

3,40E+08

0,619

2,90E+08

0,600

3,50E+08

0,433

R1233zd C3H2FCl3

R1234yf

R1270

C3H2F4

70

0,29

55

0,28

39

0,21
1,00
0,62

80

0,14

130

0,30
114

1,00

64

0,99

95

0,36

114

0,50

69

114

1,00

64

0,82

95

0,48

95

Propen

130,5

69

69

C3H3F3C 3H 6

1,00

95

R1234ze C3H2F4

R1243zf

42

96

1,00

77

0,52

51

0,48

69

0,41

96

0,85

41

44,1

1,00

39

0,7

42

0,62

Ar

Argon

40

40

1,00

7,00E+07

1,127

CO2

R744

44

44

1,00

1,00E+08

0,744

H2

Vodík

2

2

1,00

5,00E+06

0,448

H 2O

R718

18

18

1,00

7,00E+07

0,459

92 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

PlynPříloha | 10

VzorecJinéMěřicí poloha Molekulová

označení(xxx amu)

hmotnost

Fragmentač Normalizační Viskozita
ní faktor

faktor(x.xExx)(xxx.x amu)
He

Helium4

4

1,00

3,00E+07

1,000

CO2

R744

44

44

1,00

1,00E+08

0,744

HT135

Galden

100

610

0,08

1,20E+07

1,000

HT135
69

1,00

119

0,45

169

0,42

131

0,03

Kr

Krypton

84

84

1,00

7,00E+07

1,275

N2

Dusík

28

28

1,00

7,00E+07

0,892

Ne

Neon

20

20,2

1,00

7,00E+07

1,586

NH3

R717

17

17

1,00

7,00E+07

0,505

O2

Kyslík

32

32

1,00

7,00E+07

1,030

127

146,1

0,80

9,10E+07

0,765

129

131,3

1,00

1,20E+08

1,153

7,00E+07

1,000

SF6
Xe

Xenon

132
ZT130

Galden

100

1,00
497

0,25

ZT130
117

0,32

119

1,00

69

0,50

135

0,12

Tab. 11: Knihovna plynů

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

93 / 102

10 | Příloha

INFICON

10.3 Diagram menu
2 Start / Sleep
3 Servis

Servisní PIN

5 Parametry měření

5 plyn 1Plyn

6 plyn 2Stav

7 plyn 3

Trigger&jedn.

8 plyn 4

Mez zobrazení

8 změnit

Interní kalibrace
Molární hmotnost apolohaKalibrační faktor
Poslední kalibrace
Kalibrační metoda
Plyn def.

Plyn definice

8 změnit

NázevMěřená hmota
Normový faktor
Molekulová hmota

6 Nastavení

2 Vakum & Oprávnění

2 Zero3 Zero-čas
5 hranice toku

horní hranice toku
spodní hranice toku

6 Kontrola

Citlivost
Katoda automaticky

7 Kalibrace
8 Změna PIN menu
3 Audio

2 Audio zpětné hlášení
3 Reproduktory přístroje
5 Reproduktor v držadle
6 Alarm-profil
7 Hlasitost

94 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICONPříloha | 10

6 Nastavení (pokračování) 5 I-Guide Nastavení

2 I-Guide ZAP./VYP.
PGM. 1...10

3 změnit:
Název

Druh plynu A
Druh plynu B
Prahová hodnota A
Prahová hodnota B
Počet bodů měření
Čas měřeníČas čekání
4 Tlačítko VYP./ZAP.
6 Různé

2 Jazyk
3 Datum & čas
4 Osvětlení vedení čichacísondy
5 Jednotka tlaku
6 Míra netěsnosti
7 Zpoždění alarmu
8 Vzbudit

7 Zobrazení

2 Kontrast

3 Max. hodnota
6 Indikace plynu v držadle
8 Rozhraní

2 Řídicí stanoviště
3 Výstup zapisovače

6 Měřítko zapisovače
7 Zapisovač plynu

5 PLC nastavit

6 Definovat PLC vstupy
7 Definovat PLC výstupy

6 RS232 Protokol
7 Nastavení RS232
8 ECO-Check

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

95 / 102

10 | Příloha

7 Historie&údržba

INFICON

2 Zobrazení seznamu
chyb
3 Zobrazení seznamu
kalibrace
4 Volba katody
5 Intervaly údržby
6 Zobrazení seznamuúdržby7 Potvrzení údržby

2 Plán údržby

3 Opakování výstrahy
4 Filtr vedení čichacísondy
6 Zásobník provozních
prostředků
7 Vzduchový filtr
8 ECO-Check nahradit
8 Informace

1/11 Všeobecně
2/11 Turbočerpadlo
3/11 Transpector
4/11 ECO-Check
5/11 Vedení čichací sondy
6/11 I/O-port
7/11 Analogový
8/11 Analogový (2)
9/11 RS232
10/11 Info field bus
11/11 Info field bus

CAL -->

Externí kalibrace
IGS porovnat

BM1000Tab. 12: Struktura menu Ecotec E3000

96 / 102

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICONPříloha | 10

10.4 Prohlášení o shodě CE

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

97 / 102

Rejstřík

INFICON

Rejstřík
A

M

Alarm-profil

33

Mechanické údaje

15

Audio-nastavení

32Měření

49Měření s I•Guide

50

D
Diagram menuDržadlo čichací sondy

96
14, 30ENNapětí

15

Nastavení data a času32

Nastavení plynu definovaného uživatelem

47

Nastavení z výroby

17

Normový faktor

48

ECO-

23

Ecotec E3000RC

30

Ekvivalent plynu pro helium a vodík

45

Elektrické údaje

15

O

Externí indikační jednotky

23

Okolní podmínky

16

Okolní teplota

16Osvětlení čichací sondy

32

F
Filtr míry netěsnosti

32

Funkční obsazení

26

P

Funkční symboly

27

Potlačení rušivých plynů

46

Fyzikální údaje

16

Prohlášení o kontaminaci

81, 82I
I/O port

13

IGS

46

J
Jednotka tlaku

32Jištění sítě15

K

Prvky indikace měření

28Přepravní zajištění

19Příkon15Přípoj RS-232

13Připojení k počítači

24Přípojka sluchátek

13Příslušenství

85

R
Relativní vlhkost vzduchu

16

Rozhraní37

Kalibrace42Rozměry

15

Kapilární filtr

19

Rozsah dodávky

10

Klidový stav

55

Knihovna plynů

85

L
Limit hodnoty měření

98 / 102

14S
Servis55

Sestavení

18

Seznam chyb

69

Spojení s PLC

24

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

INFICON

Rejstřík

Stupeň krytí

15

Switch off

60

T
Teplota skladování

16

Typový štítek

13UÚdržbářské práce

72

V
Vakuum a oprávnění

35

Vlastní test

25

Volba jazyka

31

Volba plynu

39Výstražná a chybová hlášení

62

Vyvolání a spravování informací o údržbě

69

Vzbuzení

32

Z
Základní nastavení

31

Zaslání

81

ZERO

35

Zobrazení a tlačítka

26

Zobrazení informací o přístroji

55

Zobrazení nastavení

34Zpoždění alarmu

32

Zvláštnosti jednotlivých plynů

59

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)

99 / 102

Rejstřík

100 / 102

INFICON

Ecotec E3000-Návodu-k-obsluze-kina22cz1-28-(2211)