アメテックデンマーク社クリスタル

圧⼒キャリブレーター HPC40
Pressure is our businessDigital Pressure Calibrator HPC40-20℃〜50℃までの環境下において、最大±0.035％ of Readingの測定精度で校正室だけではなく、現場でも使用することができます。BAROオプションを付けることで絶対圧の測定をすることができる高機能の圧力キャリブレー
ターとなっております。
インジケーター型式 – 圧力レンジ/分解能

精度と利便性を追求した高機能モデル

P/N

圧力レンジ
(MPa)

耐圧

300KPA-0.1〜0.3

1MPA

分解能kPa

MPa

3.0 x

0.01

0.00001-0.1〜1

2.0 x

0.01

0.00001

3MPA-0.1〜32.0 x

0.1

0.0001

10MPA

0〜10

2.0 x

0.10.0001

30MPA

0〜30

1.5 x10.001

70MPA

0〜701.5 x10.001

100MPA

0〜100

1.3 x

10.001

高い測定精度 ±0.035% of Reading(18℃〜28℃の環境下)現場でも安心して使えるインジケーター
・IP65（IEC規格）適合 防塵・防水型インジケーター
・ボディハウジング(アルミニウム合金）
・インジケーター保護カバー付き

ゲージ圧と絶対圧の切り替えが可能(BAROオプション選択モデル)
・オプションで絶対圧を測定することが可能
HPC40インジケーター仕様
圧力レンジ
測定精度
(ゲージ圧)
18℃〜28℃
測定精度(ゲージ圧)-20℃〜50℃
測定精度(絶対圧)
BAROオプション選択モデル

ディスプレイ

電源

ボディ

圧力センサー-100kPa〜100MPaのラインナップ注）負圧(-100kPa〜0kPa)測定：圧力レンジ 3MPa以下のモデルのみ
正圧 0 – 30% ・・・・・・ ±0.01% of Full Scale
正圧 30 – 110% ・・・・・ ±0.035% of Reading

オーダーナンバー選定リスト

負圧 -100kPa〜0kPa・・・・ ±0.05% of Full Scale(3MPa以下)注）Full Scaleは正圧を参照
正圧 0 – 30% ・・・・・・ ±0.015% of Full Scale

主なポンプラインナップ

負圧 -100kPa〜0kPa・・・・ ±0.05% of Full Scale(3MPa以下)注）Full Scaleは正圧を参照
300KPAモデル・ ・ ・ ・ ・

測定精度(ゲージ圧)+0.03kPaA

1MPaモデル ・ ・ ・ ・ ・

測定精度(ゲージ圧)+0.00001MPaA

3MPaモデル ・ ・ ・ ・ ・

測定精度(ゲージ圧)

表示桁数

5桁

表示サイズ

320x240 pixel graphical display

表示更新周期

3回/秒（標準）

単3アルカリ電池 x 4本

約12時間稼働

ニッケル水素電池使用可能

USB充電可能重量689g

保護等級

IP65

ハウジング

アルミニウム合金

キーパッド

耐紫外線ポリエステル

接液部材質

316ステンレススチール、バイトン

ダイヤフラム封入液

シリコンオイル接続

7/16-20 CPF メス・電流測定機能 測定レンジ
精度・電流発生機能 発生レンジ
精度・電圧測定機能 測定レンジ
精度・スイッチテスト機能※システムY・空気圧 -85kPa〜4MPa
・負圧に対応したハンドポンプ
・豊富なオプション接続

BARO
オプション

接続

CPF
フィッティングキット

HPC41(Single)

XXXPA
標準なし… -NPT… -なし… -なし … -XXXPA
オプション

あり…BAROG ¼“…BSP

NPTｷｯﾄ… N

ｼｽﾃﾑY（空気）-0.91 – 4MPa
校正用チューブ付(2MPa)
P/N：YBKPH-01

YXX

M20x1.5…M
20

BSPｷｯﾄ… B

ｼｽﾃﾑY（空気）-0.91 – 4MPa
校正用チューブ付(70MPa)
P/N：YBKPH-02

YHX

システムG
・水/オイル 0〜100MPa
・圧力媒体補充機能
・エアー抜き機能・大気開放機能

ｼｽﾃﾑC（オイル）0 - 20MPa

CXX

ｼｽﾃﾑC（オイル）0 - 35MPa

CHX

ｼｽﾃﾑD（オイル）0 - 35MPa

DOX

0mA〜55mA±0.15% of reading+0.002mA
0mA〜25mA±0.15% of reading+0.002mA

真空圧キャリブレーションシステム(VPCS-S1)
・ 負圧 -100kPa～0kPa
・ 優れた操作性

ｼｽﾃﾑD（水）0 - 35MPa

DWX

ｼｽﾃﾑE（オイル）0 - 70MPa

EOX

0V〜30VDC

ｼｽﾃﾑF（オイル）0 - 100MPa

FOV±0.15% of reading+2mV・内部電源24VDC内蔵

ｼｽﾃﾑF（水）0 - 100MPa

FWV

ｼｽﾃﾑG（オイル）0 - 100MPa

GOX

・BAROオプション

ゲージ圧と絶対圧の切り替えが可能

・測温抵抗体センサー

高精度の温度測定が可能ｼｽﾃﾑG（水）0 - 100MPa

GWX

真空校正用ポンプ-100 – 0kPa

YVPS

※システムYシステムYハンドポンプの単体性能は-85kPa〜4MPaですが、インジケータ＋ハンドポンプ(システムY)＋サンプルホースセットを組み合わせた場合の実用的な圧力発生能力は約-85kPa〜2,000kPaです。また、校正用チューブに接続する継手は「圧力キャリブレーター システム構成図」からP/Nを選択しご注文下さい。

ポンプシステム媒体

キャリングケース
アルミ含む… -…-HPC42(Dual)CPFフィッティングキット

・温度計機能(オプション参照)

オプション

インジゲーター
P/N

正圧 30 – 110% ・・・・・ ±0.050% of Reading

使用環境/保管温度 -20〜50℃/-40℃〜75℃

その他機能

型式

NPTキット…-N (4013)
・NPT1/8(メス) P/N：MPF-1/8QTF
・NPT1/4(メス) P/N：MPF-1/4QTF
・NPT1/2(メス) P/N：MPF-1/2QTF
BSPキット…-B (4015)
・BSP1/8(メス) P/N： MPF-1/8BSPF
・BSP1/4(メス) P/N： MPF-1/4BSPF
・BSP3/8(メス) P/N： MPF-3/8BSPF
・BSP1/2(メス) P/N： MPF-1/2BSPF
オーダー例
HPC41-1MPA：1MPa 標準ゲージ、インジケーター接続用継手
CPF(オス) x 1/4NPT(オス)HPC41-30MPA-BARO-YVPS-W：30MPaインジケーターBAROオプション付き、インジケーター接続用継手CPF(オス) x
1/4NPT(オス)、真空校正用ポンプ、防水キャリングケース
注）・CPF継手は、耐圧70MPaです。
但し、MPF-1/2QTFは、耐圧35MPaです。

不含…E

防水…W

アフターサービス■圧⼒キャリブレーター
校正⼿法の区分呼称

⼀般校正種類

校正区分

ゲージ圧
圧⼒計

窒素

デジタル圧⼒計
オイル ⼜は 純⽔
絶対圧■圧⼒キャリブレーター

窒素

点検基本作業メニュー

校正範囲

校正精度-100kPa 〜 -90 kPa 未満

0.06% of RDG + 1digit-90kPa 以上 〜 200 kPa 未満

0.02% of FS

200kPa 以上 〜 2000 kPa 未満

0.01% of RDG ⼜は 0.005% of FS
どちらか⼤きい値

2000kPa 以上 〜 3500 kPa 以下

0.025% of RDG

100kPa 以上 〜 100 MPa 以下

0.008% of RDG

0kPa abs 以上 〜 130 kPa abs 未満

0.03% of RDG + 6digits

130kPa abs 以上 〜 2000 kPa abs 以下

0.01% of RDG ⼜は 0.005% of FS
どちらか⼤きい値＊基本料金に含まれる作業区分

作業内容
受⼊時に指定された圧⼒ポイントで、校正試験を⾏います。（※1）
また、圧⼒ポンプの動作を確認します。

１、受⼊校正２、整備

圧⼒ポンプを分解し、整備を⾏います。

３、調整

圧⼒指⽰調整基準圧⼒に対して、指⽰が許容値を外れている場合は、調整を⾏います。
75%

リーク量の確認

リーク量が規定値内であるか確認します。

４、性能試験

圧⼒指⽰再現性の確認
ポンプ機能の確認＊許容値︓カタログ精度の圧⼒指⽰の再現性が規定値内であるか確認します。
ポンプ機能が正常であるか確認します。

５、校正

指定された圧⼒ポイントで、校正試験を⾏います。（※1）

６、書類発⾏指定された書類（校正証明書等）を発⾏します。

７、発送

圧⼒キャリブレーター専⽤段ボールケースで梱包・発送します。

※1 ご指定のない場合弊社標準試験点にて校正を実施します。
その他、ご不明な点につきましては弊社営業担当窓⼝までお問い合わせ下さい。

⽇本総販売店

販売代理店

URL: https://www.ybk.co.jp
関東⽀店〒107-8484

⻑野オフィス〒390-0851

名古屋⽀店〒464-0075

四⽇市営業所〒510-0864

⼤阪⽀店〒531-0074

岡⼭⽀店〒712-8044

坂出出張所〒762-0032

北九州営業所〒806-0036

周南オフィス〒745-0055

東京都港区⾚坂3-9-1
TEL.03-3588-6456 FAX. 03-3588-6471
⻑野県松本市⼤字島内4603-5 島内駅前ﾃﾅﾝﾄﾋﾞﾙ2階
TEL.0263-40-5270 FAX. 0263-40-5271
名古屋市千種区内⼭3-29-10朝⽇⽣命千種AMﾋﾞﾙ5階
TEL.052-732-1611 FAX.052-732-1650
四⽇市市中⾥町21-3
TEL. 0593-47-1371 FAX.0593-45-2250
⼤阪市北区本庄東2-1-4 三友ﾌﾟﾛﾄﾋﾞﾙ4階
TEL.06-6371-8011 FAX.06-6371-8211
倉敷市東塚6-7-31
TEL.086-455-7010 FAX.086-455-7094
坂出市駒⽌町1-1-11JA⾹川県坂出市⽀店ﾋﾞﾙ3階
TEL.0877-46-8816 FAX.0877-46-5573
北九州市⼋幡⻄区曲⾥町2-1⿊崎ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙI 5階TEL.093-644-2660 FAX.093-644-2661
周南市相⽣町1-18 ゴールドヒル相⽣B
TEL.0834-33-2611 FAX.0834-33-2612
4580201912XK