TI01275D/33/JA/08.22-00
71583367
2022-08-01

Solutions

Products

Services

技術仕様書
Proline Promass O 300
コリオリ流量計

一体型でアクセスしやすい変換器の堅牢な高圧用流量計
アプリケーション特長• この測定原理では、粘度や密度などの流体の物理的特性に依存せずに測定可能• 非常に高いプロセス圧力において最高レベルの精度を保証、オフショア条件に最適• 最大限の安全性 – 応力腐食割れに対する最高レベルの耐性• プロセス測定点が減少 – 多変数測定（流量、密度、温度）• 設置の省スペース化 – 上流側/下流側直管長が不要• プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 任意に組み合わせ可能な各種の I/O および Ethernet• 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能な I/O 機能• 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology

機器特長• 25Cr 二相、1.4410（UNS S32750）製の計測チューブ• プロセス圧力 PN 250 まで（Class 1500）• 呼び口径：80～250 mm（3～10"）• コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大
3 つの I/O 付き• タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックラ
イト付き表示部• 分離ディスプレイを使用可能

Proline Promass O 300

目次
本説明書について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

シンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

機能とシステム構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

測定原理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
計測システム . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
システム構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
セキュリティ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

測定変数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
測定範囲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
計測可能流量範囲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
入力信号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

出力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

出力および入力オプション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
出力信号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
アラーム時の信号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
負荷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
防爆接続データ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ローフローカットオフ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
電気的絶縁性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
プロトコル固有のデータ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

電源 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

端子の割当て . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
使用可能な機器プラグ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
電源電圧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
消費電力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
消費電流 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
電源障害 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
過電流保護エレメント . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
電気接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
電位平衡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
端子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
電線管接続口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
機器プラグのピンの割当て . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ケーブル仕様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
過電圧保護 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10
10
10
11
11

13
13
15
21
23
23
25
25
25

32
32
33
34
34
34
34
34
35
45
45
45
45
47
50

性能特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

基準動作条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
最大測定誤差 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
繰返し性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
応答時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
周囲温度の影響 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
流体温度の影響 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
流体圧力の影響 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
精度の考え方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50
50
52
52
52
52
53
53

設置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

取付位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
取付方向 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
上流側/下流側直管長 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
特別な取付方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

54
55
56
56

環境 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

周囲温度範囲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
保管温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
気候クラス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
相対湿度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
使用高さ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
保護等級 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
耐振動性および耐衝撃性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
内部洗浄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
機械的負荷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
電磁適合性（EMC） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57
57
58
58
58
58
58
58
58
58
58

プロセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

流体温度範囲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
密度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
圧力温度曲線 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
センサハウジング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
破裂板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
流量制限 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
圧力損失 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
使用圧力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
断熱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ヒーティング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
振動 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59
59
59
61
62
62
62
62
62
63
63

カスタディトランスファー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
構造 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

寸法（SI 単位） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
寸法（US 単位） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
質量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
材質 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
プロセス接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
表面粗さ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65
65
72
78
78
80
80

操作性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

操作コンセプト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
言語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
現場操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
リモート操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
サービスインターフェイス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ネットワーク統合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
サポートされる操作ツール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HistoROM データ管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81
81
81
82
88
90
91
92

認証と認定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

CE マーク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
UKCA マーク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
RCM マーク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
防爆認定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
機能安全性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
HART 認定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
FOUNDATION フィールドバス認証 . . . . . . . . . . . . . . . . 95
認定 PROFIBUS 適合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
EtherNet/IP 認定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
PROFINET 認定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
PROFINET（Ethernet-APL 対応）認定 . . . . . . . . . . . . . . 96

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

欧州圧力機器指令 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
無線認証 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
計測機器認定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
その他の認定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
その他の基準およびガイドライン . . . . . . . . . . . . . . . .

96
96
96
96
97

注文情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
アプリケーションパッケージ . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

診断機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heartbeat Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
濃度測定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
高精度密度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
石油 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
石油 & ロック機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPC-UA サーバー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98
98
99
99
99
99
99

アクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

機器固有のアクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
通信関連のアクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
サービス関連のアクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
システムコンポーネント . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100
101
102
102

関連資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

標準資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
機器固有の補足資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

登録商標 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Endress+Hauser

3

Proline Promass O 300

本説明書についてシンボル

電気シンボル
シンボル

意味
直流
交流
直流および交流
接地接続
オペレータを保護するために、接地システムを使用して接地された接地端子
電位平衡接続（PE：保護接地）
その他の接続を行う前に接地端子の接地接続が必要です。
接地端子は機器の内側と外側にあります。
• 内側の接地端子：電位平衡を電源ネットワークに接続します。
• 外側の接地端子：機器とプラントの接地システムを接続します。

通信関連のシンボル
シンボル

意味
ワイヤレス ローカル エリア ネットワーク（WLAN）
ローカルネットワークを介した無線通信
LED
発光ダイオードがオフ
LED
発光ダイオードがオン
LED
発光ダイオードが点滅

特定情報に関するシンボル
シンボル

意味
許可
許可された手順、プロセス、動作
推奨
推奨の手順、プロセス、動作禁止
禁止された手順、プロセス、動作ヒント
追加情報を示します。
資料参照

A

ページ参照
図参照

目視確認

4

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

図中のシンボルシンボル

意味

1, 2, 3, ...

項目番号1. , 2. , 3. , …

一連のステップ

A, B, C, ...

図A-A, B-B, C-C, ...

断面図

-

危険場所

.

安全区域（非危険場所）
流れ方向

機能とシステム構成
測定原理

測定原理はコリオリ力の発生と検出に基づいています。コリオリ力は質量流体の移動と回転運動が同時に起きたときにシステムに発生します。
Fc = 2 · ∆m (ν · ω)
Fc = コリオリ力∆m = 動く物体の質量
ω = 角速度ν = 回転、または共振するシステム内を質量が移動する速度

コリオリ力は動く物体の質量 ∆m とそのシステム内における速度 ν、つまり質量流量に比例します。本センサでは一定の角速度 ω の代わりに、振動が使用されます。
センサ内にある 2 本の平行な流体で満たされた計測チューブが、逆相で音叉のように共振しま
す。計測チューブで発生したコリオリ力は、チューブの振動に位相差を生じさせます（図参照）。
• 流量がゼロの時（流体が止まっている時）は、2 本のチューブは同位相で振動します（1）。
• 質量流量により、振動はチューブ入口で減速（2）、出口では加速（3）します。

1

2

3
A0028850

質量流量が増加すると、位相差（A-B）も増加します。計測チューブの振動は、入口と出口に設置されたセンサにより検出されます。システムのバランスは、2 本の計測チューブが逆相で振動することにより保たれています。測定原理から、温度、圧力、粘度、導電率、流体の状態に依存
しないことが分かります。
密度測定
計測チューブは、共振周波数で振動するよう常時励振されています。質量の変化、すなわちその振動系（計測チューブおよび流体から成る）の密度が変化すると、その変化に呼応して振動周波

Endress+Hauser

5Proline Promass O 300

数が自動的に変化します。したがって、共振周波数は測定物密度の関数となります。マイクロプ
ロセッサは、これにより密度を算出します。
体積流量測定密度は、質量流量の測定値とともに体積流量の計算に使用されます。
温度測定
温度の影響を補正するために、計測チューブの温度を測定します。この信号は、プロセス温度にほぼ等しいため出力信号として利用することが可能です。
ガスフラクションハンドラー（GFH）
ガスフラクションハンドラーは、測定の安定性と繰返し性を向上させるための Promass ソフトウ
ェア機能です。この機能により、単相流内の外乱の存在（つまり、液体中の気泡または気体中の液滴）が継続的にチェックされます。第 2 相が存在すると、流量や密度がさらに不安定になります。ガスフラクションハンドラー機能は、単相流条件下で影響を与えることなく、外乱の程度に関して測定の安定性を向上させます。
ガスフラクションハンドラーは、HART、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET（EthernetAPL 対応）の機器バージョンでのみ使用できます。
ガスフラクションハンドラーの詳細については、「ガスフラクションハンドラー」の個別説
明書を参照してください。→  104
計測システム

本機器は変換器とセンサから構成されます。
本機器は一体型：
変換器とセンサが機械的に一体になっています。
変換器
Proline 300

A0026708

機器の型および材質：• 変換器ハウジング• アルミニウム、コーティング：アルミニウム、AlSi10Mg、コーティング• 鋳造、ステンレス：鋳造、ステンレス 1.4409（CF3M）、SUS 316L
相当
• 変換器ハウジングのウィンドウ材質：• アルミニウム、コーティング：ガラス• 鋳造、ステンレス：ガラス設定：• タッチコントロールおよびバックライト付き 4 行グラフィック現場
表示器（LCD）と、アプリケーション固有の設定用のガイドメニュー（「Make-it-run」ウィザード）を使用• サービスインターフェイスまたは WLAN インターフェイス経由：• 操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare）• Web サーバー（ウェブブラウザ（例：Microsoft Internet Explorer、Microsoft Edge）を使用してアクセス）センサ
Promass O

A0026715

6• 弓型 2 本チューブ計測システム• 高圧バージョン• 質量流量、体積流量、密度、温度の同時測定（多変数）• オフショアアプリケーションに最適• 呼び口径：80～250 mm（3～10"）• 材質：• センサ：ステンレス 1.4404（SUS 316L 相当）• 計測チューブ：ステンレス 1.4410/UNS S32750 25Cr 二相（スーパー二相）• プロセス接続：
ステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

システム構成

1

5
3

2

4
6

3
7

A0027512

1
1
2
3
4
5
6
7

セキュリティ

機器のシステムへの統合例
制御システム（例：PLC）
接続ケーブル（0/4～20 mA HART など）
フィールドバス
カプラー
非危険場所
危険場所：Zone 2; Class I, Division 2
危険場所：Zone 1; Class I, Division 1

IT セキュリティ
取扱説明書の指示に従って製品を設置および使用した場合にのみ、当社の保証は有効です。本製
品には、設定が不注意で変更されないよう、保護するためのセキュリティ機構が備えられています。
製品および関連するデータ伝送の追加的な保護を提供する IT セキュリティ対策を、事業者自身が自社の安全基準に従って講じる必要があります。
機器固有の IT セキュリティ
ユーザー側の保護対策をサポートするため、本機器はさまざまな特定機能を提供します。この機
能はユーザー設定が可能であり、適切に使用すると操作の安全性向上が保証されます。最も重要な機能の概要は、以下のセクションに記載されています。

Endress+Hauser

機能/インターフェイス

工場設定

推奨

ハードウェア書き込み保護スイッチによる書き込み保護 →  8

無効

リスク評価に従って個別に設定する

アクセスコード（Web サーバーのログインや FieldCare の接続にも使用されます）→  8

無効（0000）

カスタマイズされたアクセスコードを設
定中に割り当てる

WLAN（表示モジュールの注文オプション）

有効リスク評価に従って個別に設定する

WLAN セキュリティモード

有効（WPA2PSK）

変更しない

WLAN パスフレーズ（パスワード）→  8

シリアル番号

カスタマイズされた WLAN パスフレーズ
を設定中に割り当てる

WLAN モード

アクセスポイント

リスク評価に従って個別に設定する

Web サーバー →  8

有効リスク評価に従って個別に設定する

CDI-RJ45 サービスインターフェイス→ 9–

リスク評価に従って個別に設定する

7

Proline Promass O 300

ハードウェア書き込み保護によるアクセス保護
現場表示器、ウェブブラウザ、または操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare）を介した機器のパラメータへの書き込みアクセスを、書き込み保護スイッチ（メイン電子モジュールの DIP スイッチ）により無効にすることが可能です。ハードウェア書き込み保護が有効になっている場合
は、パラメータの読み取りアクセスのみ可能です。
機器の納入時には、ハードウェア書き込み保護が無効になっています。
パスワードによるアクセス保護
機器パラメータへの書き込みアクセス、または WLAN インターフェイスを介した機器へのアクセスを防ぐため、各種のパスワードを使用できます。
• ユーザー固有のアクセスコード
現場表示器、ウェブブラウザ、または操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare）を介した機器パラメータへの書き込みアクセスを防止します。アクセス承認は、ユーザー固有のアクセスコードを使用して明確に管理されます。
• WLAN のパスワード
ネットワークキーにより、オプションとして注文可能な WLAN インターフェイスを介した操作部（例：ノートパソコンまたはタブレット端末）と機器の接続が保護されます。
• インフラモード
機器がインフラモードで動作する場合、WLAN パスフレーズは事業者側で設定した WLAN パ
スフレーズと一致します。
ユーザー固有のアクセスコード
現場表示器、ウェブブラウザ、または操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare）を介した機器パラメータへの書き込みアクセスは、変更可能なユーザー固有のアクセスコードを使用して防止できます。.
WLAN passphrase：WLAN アクセスポイントとして動作
オプションとして注文可能な WLAN インターフェイスを介した操作部（例：ノートパソコンまたはタブレット端末）と機器の接続は、ネットワークキーにより保護されます。ネットワークキ
ーの WLAN 認証は IEEE 802.11 規格に適合します。
機器の納入時には、ネットワークキーは機器に応じて事前設定されています。これは、WLAN
passphrase パラメータ の WLAN settings サブメニュー で変更することが可能です 。
インフラモード
機器と WLAN アクセスポイントの接続は、システム側の SSID とパスフレーズによって保護されています。アクセスするには、システム管理者にお問い合わせください。
パスワードの使用に関する一般的注意事項• 機器とともに支給されたアクセスコードとネットワークキーは、設定中に変更する必要があります。
• アクセスコードとネットワークキーの決定および管理を行う場合は、安全なパスワードを生成するための一般規則に従ってください。
• ユーザーにはアクセスコードとネットワークキーを管理して慎重に取り扱う責任があります。
Web サーバー経由のアクセス
本機器は内蔵された Web サーバーを使用して、ウェブブラウザを介して操作および設定を行う
ことが可能です。サービスインターフェイス（CDI-RJ45）または WLAN インターフェイスを介して接続されます。EtherNet/IP および PROFINET 通信プロトコル対応機器の場合、EtherNet/IP、
PROFINET（RJ45 プラグ）、または Ethernet-APL 対応の PROFINET（2 線式）の信号伝送用端子接続を使用して接続を確立することも可能です。
機器の納入時には、Web サーバーが使用可能な状態になっています。必要に応じて（設定後など）、Web サーバ 機能 パラメータを使用して Web サーバーを無効にできます。
機器およびステータス情報は、ログインページで非表示にできます。これにより、情報への不正アクセスを防ぐことができます。
機器パラメータの詳細については、次を参照してください。
「機能説明書」 →  103

8

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

OPC-UA 経由のアクセス「OPC UA サーバー」アプリケーションパッケージは、HART 通信プロトコルを搭載した機器バージョンで使用できます→  99。
「OPC UA サーバー」アプリケーションパッケージを使用することにより、機器は OPC UA クライ
アントと通信できます。
機器に内蔵された OPC UA サーバーは、WLAN インターフェイス（オプションとして注文可能）を使用して WLAN アクセスポイント経由、またはサービスインターフェイス（CDI- RJ45）とEthernet ネットワーク経由でアクセスすることが可能です。アクセス権および承認は、別の設定に従います。
OPC UA 仕様（IEC 62541）に準拠し、以下のセキュリティモードに対応します。
• なし• Basic128Rsa15 – 署名
• Basic128Rsa15 – 署名および暗号化
サービスインターフェイス（CDI-RJ45）経由のアクセス
機器はサービスインターフェイス（CDI-RJ45）を介してネットワークに接続できます。機器固有の機能により、ネットワーク内での機器の操作の安全性が保証されます。
IEC/ISA62443 または IEEE など、国内および国際的な安全委員会によって規定された関連する工業規格やガイドラインの使用を推奨します。これには、アクセス承認の割り当てといった組織的なセキュリティ方法や、ネットワークセグメンテーションなどの技術的手段が含まれます。
Ex de 認証付き変換器はサービスインターフェイス（CDI-RJ45）を介して接続することができません。
「変換器 + センサ 認証」のオーダーコード、オプション（Ex de）：BA、BB、C1、C2、GA、
GB、MA、MB、NA、NB
機器をリングトポロジーに統合することが可能です。機器は信号伝送（出力 1）用の端子接続およびサービスインターフェイス（CDI-RJ45）の接続を介して統合されます。.

Endress+Hauser

9Proline Promass O 300

入力
測定変数

直接測定するプロセス変数• 質量流量• 密度• 温度
計算された測定変数• 体積流量• 基準体積流量• 基準密度

測定範囲

液体の測定範囲
呼び口径

測定範囲フルスケール値 min(F) ～ max(F)

[mm]

[in]

[kg/h][lb/min]80

30～180 000

0～6 615100

40～350 000

0～12 860150

60～800 000

0～29 400250

100～2 200 000

0～80 850

気体の測定範囲
測定範囲は、使用する気体の密度および音速に応じて異なり、以下の計算式を使用して算出できます。
max(G) = 最小の(max(F) · ρG : x ) および(ρG · (cG/2) · di2 · (π/4) · 3600 · n)

 max(G)

気体の最大測定範囲 [kg/h]

 max(F)液体の最大測定範囲 [kg/h]

 max(G) <  max(F) max(G) は必ず  max(F) より小さい

ρG

動作条件下での気体密度 [kg/m³]x最大気体流量の制限定数 [kg/m³]cG

音速（気体）[m/s]di計測チューブ内径 [m]

π

Pi

n=2

計測チューブの数

呼び口径

x

[mm]

[in]

[kg/m3]

80

3

110

100

4

130

150

6

200

250

10

200

測定範囲を計算するには、Applicator サイジング用ツールを使用してください。→  102

10Endress+Hauser

Proline Promass O 300

2 つの計算式を使用して測定範囲を算出する場合：
1.

両方の計算式で測定範囲を算出します。

2.

小さい方の値を使用する必要があります。

推奨の測定範囲
流量制限 →  62

計測可能流量範囲1000 : 1 以上。
設定されたフルスケール値を流量が超えても電子モジュールはオーバーライドされず、積算値が正確に測定されます。

入力信号

出力および入力オプション→  13
外部測定値
特定の測定変数の精度を上げるか、または気体の基準体積流量を計算するため、オートメーショ
ンシステムにより機器にさまざまな測定値を連続して書き込むことができます。
• 精度を上げるためのプロセス圧力（Endress+Hauser では絶対圧力用の圧力伝送器（例：Cerabar
M または Cerabar S）の使用を推奨）• 精度を上げるための流体温度（例：iTEMP）• 気体の基準体積流量を計算するための基準密度
Endress+Hauser では各種の圧力伝送器と温度計を用意しています。
「アクセサリ」章を参照
してください。→  102
基準体積流量を計算するために外部測定値を読み込むことを推奨します。
HART プロトコル
HART プロトコルを介して測定値がオートメーションシステムから機器に書き込まれます。圧力伝送器は、以下のプロトコル固有の機能に対応しなければなりません。
• HART プロトコル• バーストモード
電流入力
電流入力を介して測定値がオートメーションシステムから機器に書き込まれます →  11。
デジタル通信
測定値は、オートメーションシステムを使用して、以下を介して書き込むことができます。
• FOUNDATION フィールドバス• PROFIBUS DP• PROFIBUS PA• Modbus RS485• EtherNet/IP• PROFINET• PROFINET（Ethernet-APL 対応）
電流入力 0/4～20 mA

Endress+Hauser

電流入力0/4～20 mA（アクティブ/パッシブ）

電流スパン• 4～20 mA（アクティブ）• 0/4～20 mA（パッシブ）

分解能

1 µA

電圧降下

通常：0.6～2 V、3.6～22 mA の場合（パッシブ）

最大入力電圧≤ 30 V（パッシブ）

開回路電圧≤ 28.8 V（アクティブ）

可能な入力変数

• 圧力
• 温度
• 密度

11

Proline Promass O 300

ステータス入力12

最大入力値• DC –3～30 V• ステータス入力がアクティブ（オン）な場合：Ri >3 kΩ

応答時間

設定可能：5～200 ms

入力信号レベル• ローレベル：DC –3～+5 V• ハイレベル：DC 12～30 V

割り当て可能な機能• オフ• 各積算計を個別にリセット• すべての積算計をリセット• 流量の強制ゼロ出力

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

出力
出力および入力オプション

出力/入力 1 で選択したオプションに応じて、他の出力および入力では異なるオプションが使用できます。それぞれの出力/入力 1～3 に対して 1 つのオプションしか選択できません。下表は垂直（↓）に参照してください。
例：出力/入力 1 でオプション BA「電流出力 4～20 mA HART」を選択した場合、出力 2 ではオ
プション A、B、D、E、F、H、I、または J のいずれか 1 つ、出力 3 ではオプション A、B、D、E、F、H、I、または J のいずれか 1 つを使用できます。
出力/入力 1 と出力/入力 2 のオプション
出力/入力 3 のオプション →  14

「出力；入力 1」（020）のオーダーコード→

可能なオプション

電流出力 4～20 mA HART

BA

電流出力 4～20 mA HART Ex i パッシブ

↓

CA
↓

電流出力 4～20 mA HART Ex i アクティブ

CC↓

FOUNDATION フィールドバス

SA↓

FOUNDATION フィールドバス Ex iTA↓

PROFIBUS DPLA↓PROFIBUS PAGA↓

PROFIBUS PA Ex i

HA↓

Modbus RS485

MA↓

EtherNet/IP 2 ポートスイッチ内蔵

NA↓

PROFINET 2 ポートスイッチ内蔵

RA↓

PROFINET（Ethernet-APL 対応）
PROFINET（Ethernet-APL 対応）Ex i

RB
↓

RC

「出力；入力 2」（021）のオーダーコード→

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

割当てなし

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

電流出力 4～20 mA

B

B

B

B

B

B

B

C

電流出力 4～20 mA Ex i パッシブ
ユーザー設定可能な入力/出力

1)

パルス/周波数/スイッチ出力
ダブルパルス出力

2)

B
C

C

C

C

D

D

D

D

D

D

D

D

E

E

E

E

E

E

E

E

F

F
G

パルス/周波数/スイッチ出力 Ex i パッシブ

G

G

G

G

リレー出力

H

H

H

H

H

H

H

H

電流入力 0/4～20 mA

I

I

I

I

I

I

I

I

ステータス入力

J

J

J

J

J

J

J

J

1)
2)

特定の入力または出力を、ユーザー設定可能な入力/出力に割り当てることができます→  20。
出力/入力 2（021）でダブルパルス出力（F）を選択した場合、出力/入力 3（022）ではダブルパルス出力（F）オプションしか選択できません。

Endress+Hauser

13

Proline Promass O 300

出力/入力 1 と出力/入力 3 のオプション
出力/入力 2 のオプション →  13
「出力；入力 1」（020）のオーダーコード→

可能なオプション

電流出力 4～20 mA HART

BA

電流出力 4～20 mA HART Ex i パッシブ

↓

CA
↓

電流出力 4～20 mA HART Ex i アクティブ

CC↓

FOUNDATION フィールドバス

SA↓

FOUNDATION フィールドバス Ex iTA↓

PROFIBUS DPLA↓PROFIBUS PAGA↓

PROFIBUS PA Ex i

HA↓

Modbus RS485

MA↓

EtherNet/IP 2 ポートスイッチ内蔵

NA↓

PROFINET 2 ポートスイッチ内蔵

RA↓

PROFINET（Ethernet-APL 対応）
PROFINET（Ethernet-APL 対応）Ex i

RB
↓

RC

「出力；入力 3」（022）のオーダーコード→

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

割当てなし

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

電流出力 4～20 mA

B

B

B

B

B

B

D

D

D

D

D

D

E

E

E

E

E

E

C

電流出力 4～20 mA Ex i パッシブ
ユーザー設定可能な入力/出力
パルス/周波数/スイッチ出力
ダブルパルス出力（スレーブ）

1)

C

F

F
G

パルス/周波数/スイッチ出力 Ex i パッシブ

G

リレー出力

H

H

H

H

H

H

電流入力 0/4～20 mA

I

I

I

I

I

I

ステータス入力

J

J

J

J

J

J

1)

出力/入力 2（021）でダブルパルス出力（F）を選択した場合、出力/入力 3（022）ではダブルパルス出力（F）オプションしか選択できません。

14

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

出力信号

電流出力 4～20 mA HART
オーダーコード「出力；入力 1」（20）：オプション BA：電流出力 4～20 mA HART

信号モード

可能な設定：• アクティブ
• パッシブ

電流範囲

可能な設定：• 4～20 mA NAMUR• 4～20 mA US• 4～20 mA• 0～20 mA（信号モードが有効な場合のみ）• 固定電流値

開回路電圧

DC 28.8 V（アクティブ）

最大入力電圧DC 30 V（パッシブ）

負荷250～700 Ω

分解能0.38 µA

ダンピング

設定可能：0～999.9 秒

割り当て可能な測定変数• 質量流量• 体積流量• 基準体積流量• 密度• 基準密度• 温度• 電子モジュール内温度• 振動周波数 0• 振動ダンピング 0• 信号の非対称性• 励磁コイル電流 0
1 つ以上のアプリケーションパッケージがある場合、オプション
 機器にの範囲が広がります。

電流出力 4～20 mA HART Ex i

Endress+Hauser

オーダーコード「出力；入力 1」（20）、以下から選択：• オプション CA：電流出力 4～20 mA HART Ex i パッシブ
• オプション CC：電流出力 4～20 mA HART Ex i アクティブ

信号モード選択した注文バージョンに応じて異なります。

電流範囲可能な設定：• 4～20 mA NAMUR• 4～20 mA US• 4～20 mA• 0～20 mA（信号モードが有効な場合のみ）• 固定電流値

開回路電圧

DC 21.8 V（アクティブ）

最大入力電圧DC 30 V（パッシブ）負荷• 250～400 Ω（アクティブ）• 250～700 Ω （パッシブ）

分解能

0.38 µA

15

Proline Promass O 300

ダンピング

設定可能：0～999.9 秒

割り当て可能な測定変数• 質量流量• 体積流量• 基準体積流量• 密度• 基準密度• 温度• 電子モジュール内温度• 振動周波数 0• 振動ダンピング 0• 信号の非対称性• 励磁コイル電流 0
1 つ以上のアプリケーションパッケージがある場合、オプション
 機器にの範囲が広がります。

FOUNDATION フィールドバス
FOUNDATION フィールドバス

H1、IEC 61158-2、電気的に絶縁

データ転送31.25 kbit/s

消費電流

10 mA

許容電源電圧9～32 V

バス接続

逆極性保護内蔵PROFIBUS DP
信号エンコーディング

NRZ コード

データ転送

9.6 kBaud…12 MBaud

終端抵抗

内蔵、DIP スイッチにより使用可能

PROFIBUS PAPROFIBUS PA

EN 50170 vol.2、IEC 61158-2 (MBP) に準拠、電気的に絶縁

データ伝送

31.25 kbit/s

消費電流

10 mA

許容電源電圧9～32 V

バス接続

逆極性保護内蔵Modbus RS485
物理的インターフェイス

RS485 は EIA/TIA-485 規格に準拠

終端抵抗

内蔵、DIP スイッチにより使用可能

EtherNet/IP
規格

IEEE 802.3 に準拠

PROFINET
規格

16

IEEE 802.3 に準拠

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

PROFINET（Ethernet-APL 対応）
機器使用

APL フィールドスイッチとの機器接続
機器は、以下の APL ポート分類に準拠してのみ操作することが可能です。
• 危険場所で使用する場合：SLAA または SLAC 1)• 非危険場所で使用する場合：SLAXAPL フィールドスイッチの接続条件（例： APL ポート分類 SPCC または SPAAに対応）：
• 最大入力電圧：15 VDC• 最小出力値： 0.54 W
SPE スイッチとの機器接続
機器は、以下の PoDL 電源クラスに準拠してのみ操作することが可能です。非危険場所で使用する場合：PoDL 電源クラス 10
SPE スイッチの接続条件（PoDL 電源クラス 10、11 または 12 に対応）：• 最大入力電圧：30 VDC• 最小出力値： 1.85 W

PROFINET

IEC 61158 および IEC 61784 に準拠

Ethernet-APL

IEEE 802.3cg、APL ポートプロファイル仕様 v1.0、電気的絶縁に準拠

データ転送

10 Mbit/s

消費電流

変換器
• 最大 400 mA（24 V）• 最大 200 mA（110 V、50/60 Hz；230 V、50/60 Hz）

許容電源電圧9～30 V

ネットワーク接続

逆接保護内蔵1)

危険場所で機器を使用する場合の詳細については、防爆関連の安全上の注意事項を参照してください。

電流出力 4～20 mA

Endress+Hauser

オーダーコード「出力；入力 2」（21）、「出力；入力 3」（022）：
オプション B：電流出力 4～20 mA

信号モード可能な設定：• アクティブ
• パッシブ

電流スパン

可能な設定：• 4～20 mA NAMUR• 4～20 mA US• 4～20 mA• 0～20 mA（信号モードが有効な場合のみ）• 固定電流値

最大出力値

22.5 mA

開回路電圧

DC 28.8 V（アクティブ）

最大入力電圧DC 30 V（パッシブ）

負荷0～700 Ω

分解能

0.38 µA

17

Proline Promass O 300

ダンピング

設定可能：0～999.9 秒

割り当て可能な測定変数• 質量流量• 体積流量• 基準体積流量• 密度• 基準密度• 温度• 電子モジュール内温度• 振動周波数 0• 振動ダンピング 0• 信号の非対称性• 励磁コイル電流 0
1 つ以上のアプリケーションパッケージがある場合、オプション
 機器にの範囲が広がります。

電流出力 4～20 mA Ex i パッシブ
オーダーコード「出力；入力 2」（21）、「出力；入力 3」（022）：
オプション C：電流出力 4～20 mA Ex i パッシブ

信号モード

パッシブ

電流スパン

可能な設定：• 4～20 mA NAMUR• 4～20 mA US• 4～20 mA• 固定電流値

最大出力値

22.5 mA

最大入力電圧DC 30 V

負荷

0～700 Ω

分解能

0.38 µA

ダンピング

設定可能：0～999 秒

割り当て可能な測定変数• 質量流量• 体積流量• 基準体積流量• 密度• 基準密度• 温度• 電子モジュール内温度• 振動周波数 0• 振動ダンピング 0• 信号の非対称性• 励磁コイル電流 0
1 つ以上のアプリケーションパッケージがある場合、オプション
 機器にの範囲が広がります。

パルス/周波数/スイッチ出力
機能

パルス、周波数、またはスイッチ出力として設定可能

バージョン

オープンコレクタ
可能な設定：• アクティブ
• パッシブ• パッシブ NAMUR Ex-i、パッシブ

18

最大入力値

DC 30 V、250 mA（パッシブ）

開回路電圧

DC 28.8 V（アクティブ）

電圧降下22.5 mA の場合：≤ DC 2 V

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

パルス出力
最大入力値

DC 30 V、250 mA（パッシブ）

最大出力電流22.5 mA（アクティブ）

開回路電圧

DC 28.8 V（アクティブ）

パルス幅

設定可能：0.05～2 000 ms

最大パルスレート

10 000 Impulse/s

パルス値

設定可能

割当て可能な測定変数• 質量流量• 体積流量• 基準体積流量

周波数出力
最大入力値

DC 30 V、250 mA（パッシブ）

最大出力電流22.5 mA（アクティブ）

開回路電圧

DC 28.8 V（アクティブ）

出力周波数

設定可能：周波数終了値 2～10 000 Hz（f max = 12 500 Hz）

ダンピング

設定可能：0～999.9 秒

ハイ/ロー

1:1

割当て可能な測定変数• 質量流量• 体積流量• 基準体積流量• 密度• 基準密度• 温度• 電子モジュール内温度• 振動周波数 0• 振動ダンピング 0• 信号の非対称性• 励磁コイル電流 0
機器に 1 つ以上のアプリケーションパッケージがある場合、オプション
 の範囲が広がります。

スイッチ出力
最大入力値

DC 30 V、250 mA（パッシブ）

開回路電圧

DC 28.8 V（アクティブ）

スイッチング動作

2 値、導通または非導通

スイッチング遅延

設定可能：0～100 秒

スイッチング回数無制限

割当て可能な機能• オフ• オン• 診断時の動作• リミット値• 質量流量• 体積流量• 基準体積流量• 密度• 基準密度• 温度• 積算計 1～3
• 流れ方向監視• ステータス• 非満管の検出• ローフローカットオフ
1 つ以上のアプリケーションパッケージがある場合、オプション
 機器にの範囲が広がります。

Endress+Hauser

19

Proline Promass O 300

ダブルパルス出力
機能

二重パルス

バージョン

オープンコレクタ
可能な設定：• アクティブ
• パッシブ• パッシブ NAMUR

最大入力値

DC 30 V、250 mA（パッシブ）

開回路電圧

DC 28.8 V（アクティブ）

電圧降下22.5 mA の場合：≤ DC 2 V

出力周波数設定可能：0～1 000 Hz

ダンピング

設定可能：0～999 秒

ハイ/ロー

1:1

割当て可能な測定変数• 質量流量• 体積流量• 基準体積流量• 密度• 基準密度• 温度
1 つ以上のアプリケーションパッケージがある場合、オプション
 機器にの範囲が広がります。

リレー出力
機能

スイッチ出力バージョン

リレー出力、電気的に絶縁

スイッチング動作

可能な設定：• NO（ノーマルオープン）、工場設定• NC（ノーマルクローズ）

最大スイッチング容量（パ • DC 30 V、0.1 A
ッシブ）• AC 30 V、0.5 A割当て可能な機能• オフ• オン• 診断時の動作• リミット値• 質量流量• 体積流量• 基準体積流量• 密度• 基準密度• 温度• 積算計 1～3
• 流れ方向監視• ステータス• 非満管の検出• ローフローカットオフ
機器に 1 つ以上のアプリケーションパッケージがある場合、オプション
 の範囲が広がります。

ユーザー設定可能な入力/出力
機器設定中に特定の入力または出力の 1 つがユーザー設定可能な入力/出力（設定可能な I/O）に割り当てられます。

20

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

以下の入力および出力の割り当てが可能です。
• 電流出力の選択：4 ～ 20 mA（アクティブ）、0/4 ～ 20 mA（パッシブ）• パルス/周波数/スイッチ出力• 電流入力の選択：4 ～ 20 mA（アクティブ）、0/4 ～ 20 mA（パッシブ）• ステータス入力
技術的な値は、このセクションに記載された入力および出力の値に対応します。
アラーム時の信号

インターフェイスに応じて、以下のようにエラー情報が表示されます。
HART 電流出力
機器診断

HART コマンド 48 を介して機器状況を読み取ることができます。

PROFIBUS PA
ステータスおよびアラーム PROFIBUS PA プロファイルバージョン 3.02 に準拠した診断
メッセージ
エラー電流 FDE（Fault
0 mA
Disconnection Electronic）

PROFIBUS DP
ステータスおよびアラーム PROFIBUS PA プロファイルバージョン 3.02 に準拠した診断
メッセージ

EtherNet/IP
機器診断

入力アセンブリで機器状況を読み取ることができます。

PROFINET
機器診断「分散周辺機器用のアプリケーション層プロトコル」バージョン 2.3 に準拠

PROFINET（Ethernet-APL 対応）
機器診断

PROFINET PA Profile 4 に準拠した診断

FOUNDATION フィールドバス
ステータスおよびアラーム FF-891 に準拠した診断
メッセージ
エラー電流 FDE（Fault
0 mA
Disconnection Electronic）

Modbus RS485
フェールセーフモード

Endress+Hauser

以下から選択：• 現在値の代わりに NaN 値（非数）• 最後の有効値21

Proline Promass O 300

電流出力 0/4 ～ 20 mA
4 ～ 20 mA
フェールセーフモード

以下から選択：• 4～20 mA、NAMUR 推奨 NE 43 に準拠• 4～20 mA US に準拠• 最小値：3.59 mA• 最大値：22.5 mA• 次の値間で任意に設定可能：3.59～22.5 mA• 実際の値• 最後の有効値

0 ～ 20 mA
フェールセーフモード

以下から選択：• 最大アラーム：22 mA• 次の値間で任意に設定可能：0～20.5 mA

パルス/周波数/スイッチ出力
パルス出力
フェールセーフモード

以下から選択：• 実際の値• パルスなし

周波数出力
フェールセーフモード

以下から選択：• 実際の値• 0 Hz• 決めた値（f max 2～12 500 Hz）

スイッチ出力フェールセーフモード

以下から選択：• 現在のステータス• オープン• クローズリレー出力
フェールセーフモード

以下から選択：• 現在のステータス• オープン• クローズ

現場表示器
プレーンテキスト表示

原因と対処法に関する情報

バックライト

赤のバックライトは機器エラーを示します。

NAMUR 推奨 NE 107 に準拠するステータス信号

22

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

インターフェイス/プロトコル• デジタル通信経由：• HART プロトコル• FOUNDATION フィールドバス• PROFIBUS PA• PROFIBUS DP• Modbus RS485• EtherNet/IP• PROFINET• PROFINET（Ethernet-APL 対応）• サービスインターフェイス経由• CDI-RJ45 サービスインターフェイス• WLAN インターフェイス
プレーンテキスト表示

原因と対処法に関する情報

リモート操作に関する追加情報 →  82
ウェブブラウザ
プレーンテキスト表示

原因と対処法に関する情報

発光ダイオード（LED）
ステータス情報

各種 LED でステータスを示します。
機器バージョンに応じて以下の情報が表示されます。
• 電源電圧がアクティブ• データ伝送がアクティブ• 機器アラーム/エラーが発生• EtherNet/IP ネットワークが利用可能• EtherNet/IP 接続を確立• PROFINET ネットワークが利用可能• PROFINET 接続を確立• PROFINET 点滅機能

負荷

出力信号 →  15

防爆接続データ

安全関連値「出力；入力 1」 のオーダ
ーコード

出力タイプ

安全関連値
「出力；入力 1」
26 (+)

Endress+Hauser

オプション BA

電流出力 4～20 mA
HART

UN = 30 VDC
UM = 250 VAC

オプション GAPROFIBUS PA

UN = 32 VDC
UM = 250 VAC

オプション LAPROFIBUS DP

UN = 32 VDC
UM = 250 VAC

オプション MA

Modbus RS485

UN = 30 VDC
UM = 250 VAC

オプション SAFOUNDATION フィール
ドバス

UN = 32 VDC
UM = 250 VAC

オプション NA

EtherNet/IP

UN = 30 VDC
UM = 250 VAC

27 (–)

23

Proline Promass O 300「出力；入力 1」 のオーダ
ーコード

出力タイプ

安全関連値
「出力；入力 1」
26 (+)

オプション RA
オプション RB

「出力；入力 2」；「出力；入力 3」 のオーダ
ーコード

PROFINET27 (–)UN = 30 VDC
UM = 250 VAC

PROFINET（Ethernet-APL APL ポートプロファイル SLAX対応）
SPE PoDL クラス 10、11、12
UN = 30 VDC
UM = 250 VAC

出力タイプ

安全関連値
出力；入力 224 (+)

25 (–)

オプション B

電流出力 4～20 mA

UN = 30 VDC
UM = 250 VAC

オプション D

ユーザー設定可能な入力/出力UN = 30 VDC
UM = 250 VAC

オプション E

パルス/周波数/スイッチ UN = 30 VDC
出力
UM = 250 VAC

オプション F

ダブルパルス出力

オプション H

リレー出力

オプション I

電流入力 4～20 mA

UN = 30 VDC
UM = 250 VAC

オプション J

ステータス入力

UN = 30 VDC
UM = 250 VAC

出力；入力 322 (+)

23 (–)UN = 30 VDC
UM = 250 VAC
UN = 30 VDC
IN =100 mADC/500 mAAC
UM = 250 VAC

本質安全値「出力；入力 1」 のオーダ 出力タイプ
ーコード

本質安全値
「出力；入力 1」
26 (+)

オプション CA

電流出力 4～20 mA
HART Ex i パッシブ

Ui =30 V
li = 100 mA
Pi = 1.25 W
Li = 0 µH
Ci = 6 nF

オプション CC

電流出力 4～20 mA
HART Ex i アクティブ

Ex ia 1)U0 = 21.8 V
l0 = 90 mA
P0 = 491 mW
L0 = 4.1 mH (IIC)/15 mH(IIB)
C0 = 160 nF (IIC)/
1 160 nF (IIB)

27 (–)

Ex ic 2)U0 = 21.8 V
l0 = 90 mA
P0 = 491 mW
L0 = 9 mH (IIC)/39 mH(IIB)
C0 = 600 nF (IIC)/
4 000 nF (IIB)

Ui =30 V
li = 10 mA
Pi = 0.3 W
Li = 5 µH
Ci = 6 nF

24

Endress+Hauser

Proline Promass O 300「出力；入力 1」 のオーダ 出力タイプ
ーコード

本質安全値
「出力；入力 1」
26 (+)
1)

27 (–)
2)

オプション HAPROFIBUS PA Ex i
Ex ia
（FISCO フィールド機器） Ui =30 V
li = 570 mA
Pi = 8.5 W
Li = 10 µH
Ci = 5 nF

Ex ic
Ui = 32 V
li = 570 mA
Pi = 8.5 W
Li = 10 µH
Ci = 5 nF

オプション TA

FOUNDATION フィール
ドバス Ex i

Ex ia 1)
Ui =30 V
li = 570 mA
Pi = 8.5 W
Li = 10 µH
Ci = 5 nF

Ex ic 2)
Ui = 32 V
li = 570 mA
Pi = 8.5 W
Li = 10 µH
Ci = 5 nF

オプション RCPROFINET（Ethernet-APL Ex ia 1)
対応）Ex i2-WISE 電力負荷 APL ポートプロファイル SLAA

1)
2)

Ex ic 2)
2-WISE 電力負荷 APL ポートプロファイル SLAC

Proline 500 変換器 Zone 1; Class I, Division 1 の場合のみ使用可能
変換器 Zone 2; Class I, Division 2 の場合のみ使用可能。

対応するオーダーコード「出力；入力 2」；「出力；入力 3」

出力タイプ

本質安全値または NIFW 値
出力；入力 224 (+)

オプション C

電流出力 4～20 mA Ex i
パッシブ

Ui =30 V
li = 100 mA
Pi =1.25 W
Li = 0Ci = 0

オプション G

パルス/周波数/スイッチ
出力 Ex i パッシブ

Ui =30 V
li = 100 mA
Pi =1.25 W
Li = 0Ci = 0ローフローカットオフ

ローフローカットオフ値はユーザーが任意に設定可能

電気的絶縁性

出力は、以下に対して電気的に絶縁されています。
• 電源
• 相互
• 電位平衡（PE）端子

プロトコル固有のデータ

HART

25 (–)

出力；入力 322 (+)

製造者 ID

0x11

機器タイプ ID

0x3B

HART バージョン

7

DD ファイル（DTM、DD）

情報およびファイルは以下から入手できます。
www.endress.com

HART 負荷

最小 250 Ω。

システム統合システム統合に関する情報：取扱説明書 →  103。

23 (–)• HART 経由の測定変数• バーストモード機能

Endress+Hauser

25

Proline Promass O 300

FOUNDATION フィールドバス
製造者 ID

0x452B48（16 進）

識別番号

0x103B（16 進）

機器リビジョン

1

DD リビジョン

情報およびファイルは以下から入手できます。
• www.endress.com• www.fieldcommgroup.org

CFF リビジョン

相互運用性試験キット（ITK） バージョン 6.2.0
ITK 承認ドライバナンバ

情報：• www.endress.com• www.fieldcommgroup.org

リンクマスタ機能（LAS）

あり「リンクマスタ」と「基本デバ あり
イス」の選択工場設定：基本デバイス
ノードアドレス

工場設定：247 (0xF7)

サポートされる機能

以下の機能をサポートします。
• 再起動• ENP 再起動
• 診断
• OOS に設定
• AUTO に設定• トレンドデータ読み取り• イベントログ読み取り

仮想通信路（VCR）
VCR 番号

44

VFD のリンクオブジェクト番
号50

永続エントリ1

クライアント VCR

0

サーバー VCR

10

ソース VCR

43

シンク VCR

0

引用者 VCR

43

発行者 VCR

43

機器リンク機能
スロット時間

4

PDU 間の最小遅延時間

8

最大応答遅延16

システム統合システム統合に関する情報：取扱説明書 →  103• サイクリックデータ伝送• モジュールの説明• 実行時間• メソッドPROFIBUS DP

26

製造者 ID0x11

識別番号0x156F

プロファイルバージョン

3.02

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

DD ファイル（GSD、DTM、DD）

情報およびファイルは以下から入手できます。
• https://www.endress.com/download
機器の製品ページ：製品 → 製品ファインダ → 機器のリンク• https://www.profibus.com

サポートされる機能• 識別およびメンテナンス
制御システムおよび銘板の機器 ID による容易な識別• PROFIBUS アップロード/ダウンロード
PROFIBUS アップロード/ダウンロードによりパラメータの読取りと書込
みの速度が最大 10 倍に向上
• コンデンスドステータス
発生した診断メッセージの分類による簡潔でわかりやすい診断情報

機器アドレスの設定• I/O 電子モジュール上の DIP スイッチ
• 操作ツールを使用（例：FieldCare）

旧型モデルとの互換性

機器を交換した場合、Promass 300 機器は旧型モデルとのサイクリックデータの互換性をサポートします。PROFIBUS ネットワークのエンジニアリ
ングパラメータを Promass 300 GSD ファイルと調整する必要はありません。
旧型モデル：
Promass 83 PROFIBUS DP• ID 番号：1529（16 進）• 拡張 GSD ファイル：EH3x1529.gsd• 標準 GSD ファイル：EH3_1529.gsd

 互換性の機能範囲の説明：
取扱説明書→  103。
システム統合システム統合に関する情報：取扱説明書 →  103• サイクリックデータ伝送• ブロックモデル• モジュールの説明

PROFIBUS PA

Endress+Hauser

製造者 ID0x11

識別番号0x156D

プロファイルバージョン

3.02

DD ファイル（GSD、DTM、DD）

情報およびファイルは以下から入手できます。
• https://www.endress.com/download
機器の製品ページ：製品 → 製品ファインダ → 機器のリンク• https://www.profibus.com

サポートされる機能• 識別およびメンテナンス
制御システムおよび銘板の機器 ID による容易な識別• PROFIBUS アップロード/ダウンロード
PROFIBUS アップロード/ダウンロードによりパラメータの読取りと書込
みの速度が最大 10 倍に向上
• コンデンスドステータス
発生した診断メッセージの分類による簡潔でわかりやすい診断情報

機器アドレスの設定• I/O 電子モジュール上の DIP スイッチ
• 現場表示器• 操作ツールを使用（例：FieldCare）

27

Proline Promass O 300

旧型モデルとの互換性

機器を交換した場合、Promass 300 機器は旧型モデルとのサイクリックデータの互換性をサポートします。PROFIBUS ネットワークのエンジニアリ
ングパラメータを Promass 300 GSD ファイルと調整する必要はありません。
旧型モデル：• Promass 80 PROFIBUS PA• ID 番号：1528（16 進）• 拡張 GSD ファイル：EH3x1528.gsd• 標準 GSD ファイル：EH3_1528.gsd• Promass 83 PROFIBUS PA• ID 番号：152A（16 進）• 拡張 GSD ファイル：EH3x152A.gsd• 標準 GSD ファイル：EH3_152A.gsd

 互換性の機能範囲の説明：
取扱説明書→  103。
システム統合システム統合に関する情報：取扱説明書 →  103• サイクリックデータ伝送• ブロックモデル• モジュールの説明

Modbus RS485
プロトコル

Modbus アプリケーションプロトコル仕様 V1.1

応答時間

• 直接データ接続：標準 25～50 ms• 自動スキャンバッファ（データ範囲）：標準 3～5 ms

機器タイプ

スレーブ

スレーブアドレス範囲

1～247

信号送信アドレス範囲

0

機能コード

• 03：保持レジスタの読み出し• 04：入力レジスタの読み出し• 06：シングルレジスタへの書き込み• 08：診断• 16：連続したレジスタへの書き込み• 23：連続したレジスタへの書き込みと読み込み

信号送信メッセージ

以下の機能コードで対応：• 06：シングルレジスタへの書き込み• 16：連続したレジスタへの書き込み• 23：連続したレジスタへの書き込みと読み込み対応通信速度• 1 200 BAUD
• 2 400 BAUD
• 4 800 BAUD
• 9 600 BAUD
• 19 200 BAUD
• 38 400 BAUD
• 57 600 BAUD
• 115 200 BAUD

データ転送モード• ASCII• RTU

データアクセス

各機器パラメータは、Modbus RS485 を介してアクセス可能です。

 Modbus レジスタ情報

28

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

旧型モデルとの互換性

機器を交換した場合、Promass 300 機器は、旧機種の Promass 83 とのプロ
セス変数および診断情報に関する Modbus レジスタの互換性をサポートします。オートメーションシステムでエンジニアリングパラメータを変更する必要はありません。

 互換性の機能範囲の説明：
取扱説明書→  103。
システム統合システム統合に関する情報：取扱説明書 →  103• Modbus RS485 情報• 機能コード• レジスタ情報• 応答時間• Modbus データマップ

EtherNet/IP
プロトコル• CIP ネットワークライブラリ Volume 1：産業用共通プロトコル• CIP ネットワークライブラリ Volume 2：CIP 対応 EtherNet/IP

通信タイプ• 10Base-T• 100Base-TX

機器プロファイル

汎用機器（製品タイプ：0x2B）

製造者 ID

0x000049E

機器タイプ ID

0x103B

通信速度

自動 ¹⁰⁄₁₀₀ Mbit（半二重および全二重検出）極性

自動極性（クロスした TxD および RxD ペアの自動補正用）

対応する CIP 接続

最大 3 ×接続

Explicit 接続

最大 6 ×接続

I/O 接続最大 6 ×接続（スキャナ）

機器の設定オプション• 電子モジュール上に IP アドレス設定用の DIP スイッチ
• 製造者固有のソフトウェア（FieldCare）• Rockwell Automation 制御システム用にアドオンプロファイル レベル
3• ウェブブラウザ• 機器に組み込まれたエレクトロニックデータシート（EDS）

EtherNet インターフェイスの設定• 速度：10 MBit、100 MBit、自動（工場設定）• 二重：半二重、全二重、自動（工場設定）

機器アドレスの設定• 電子モジュール上に IP アドレス設定用の DIP スイッチ（ラストオクテ
ット）• DHCP• 製造者固有のソフトウェア（FieldCare）• Rockwell Automation 制御システム用にアドオンプロファイル レベル
3• ウェブブラウザ• EtherNet/IP ツール、例：RSLinx（Rockwell Automation）

機器レベルリング（DLR）

あり

システム統合システム統合に関する情報：取扱説明書 →  103• サイクリックデータ伝送• ブロックモデル• 入力および出力グループ

PROFINET

Endress+Hauser

プロトコル

分散周辺機器および分散オートメーション用のアプリケーション層プロト
コル、バージョン 2.3

通信タイプ

100 MBit/s

Conformance Class

Conformance Class B

29

Proline Promass O 300

Netload Class

Netload Class 2 0 Mbps

通信速度

自動 100 Mbit/s（全二重検出）

サイクル時間8 ms から極性

自動極性（クロスした TxD および RxD ペアの自動補正用）

メディア冗長性プロトコル
（MRP）

あり

システム冗長サポート

システム冗長 S2（2 AR、1 NAP）

機器プロファイル

アプリケーションインターフェイス識別子 0xF600
汎用機器

製造者 ID

0x11

機器タイプ ID

0x843BDD ファイル（GSD、DTM、DD）

情報およびファイルは以下から入手できます。
• www.endress.com
機器の製品ページから：ドキュメント/ソフトウェア → デバイスドライバ• www.profibus.com

サポートされる接続• 2 x AR（IO コントローラ AR）• 1 x AR（IO スーパーバイザー機器 AR 接続許可）• 1 x 入力 CR（Communication Relation、通信関係）• 1 x 出力 CR（Communication Relation、通信関係）• 1 x アラーム CR（Communication Relation、通信関係）機器の設定オプション• 電子モジュールの DIP スイッチ、機器名割り当て用（最後部分）• アセットマネジメントソフトウェア（FieldCare、DeviceCare、Field
Xpert）• Web サーバー内蔵、ウェブブラウザおよび IP アドレス経由• 機器マスターファイル（GSD）：機器の内蔵 Web サーバーを介して読出し可能• 現場操作

機器名の設定• 電子モジュールの DIP スイッチ、機器名割り当て用（最後部分）• DCP プロトコル• アセットマネジメントソフトウェア（FieldCare、DeviceCare、Field
Xpert）• 内蔵 Web サーバー

サポートされる機能• 識別およびメンテナンス、以下による容易な機器識別：• 制御システム• 銘板• 測定値のステータス
プロセス変数は測定値ステータスと通信• 容易な機器識別と割り当てのため、現場表示器を介した点滅機能• アセットマネジメントソフトウェア（例：FieldCare、DeviceCare、SIMATIC
PDM）を使用した操作システム統合システム統合に関する情報：取扱説明書 →  103• サイクリックデータ伝送• 概要およびモジュールの説明• ステータス符号化• スタートアップ設定• 工場設定PROFINET（Ethernet-APL 対応）

30

プロトコル

分散周辺機器および分散オートメーション用のアプリケーション層プロト
コル、バージョン 2.4

通信タイプ

Ethernet 高度な物理層 10BASE-T1L

Conformance Class

Conformance Class B（PA）

Netload Class

Netload Class 2 0 Mbps

通信速度

10 Mbit/s 全二重Endress+Hauser

Proline Promass O 300

サイクル時間

64 ms

極性

クロスした「APL 信号 +」と「APL 信号 -」信号線の自動補正

メディア冗長性プロトコル（MRP）

不可能（APL フィールドスイッチとのポイントツーポイント接続）

システム冗長サポート

システム冗長 S2（2 AR、1 NAP）

機器プロファイルPROFINET PA profile 4（アプリケーションインターフェイス識別子 API：0x9700）

製造者 ID

0x11

機器タイプ ID

0xA43BDD ファイル（GSD、DTM、FDI）

情報およびファイルは以下から入手できます。
• www.endress.com/download
機器の製品ページ：製品 → 製品ファインダ → 機器のリンク• www.profibus.com

サポートされる接続• 2x AR（IO コントローラ AR）• 2x AR（IO スーパーバイザー機器 AR 接続許可）

機器の設定オプション• 電子モジュールの DIP スイッチ、機器名割り当て用（最後部分）• アセットマネジメントソフトウェア（FieldCare、DeviceCare、Field
Xpert）• Web サーバー内蔵、ウェブブラウザおよび IP アドレス経由• 機器マスターファイル（GSD）：機器の内蔵 Web サーバーを介して読出し可能• 現場操作

機器名の設定• 電子モジュールの DIP スイッチ、機器名割り当て用（最後部分）• DCP プロトコル• アセットマネジメントソフトウェア（FieldCare、DeviceCare、Field
Xpert）• 内蔵 Web サーバー

サポートされる機能• 識別およびメンテナンス、以下による容易な機器識別：• 制御システム• 銘板• 測定値のステータス
プロセス変数は測定値ステータスと通信• 容易な機器識別と割り当てのため、現場表示器を介した点滅機能• アセットマネジメントソフトウェア（例：FieldCare、DeviceCare、FDI パ
ッケージの SIMATIC PDM）を使用した操作システム統合システム統合に関する情報：取扱説明書 →  103• サイクリックデータ伝送• 概要およびモジュールの説明• ステータス符号化• スタートアップ設定• 工場設定Endress+Hauser

31

Proline Promass O 300

電源
端子の割当て変換器：電源電圧、入力/出力
HART
電源電圧
1 (+)

2 (–)

入力/出力 126 (+)

27 (–)

入力/出力 224 (+)

25 (–)

入力/出力 322 (+)

23 (–)

端子の割当ては注文した個別の機器バージョンに応じて異なります→  13。

FOUNDATION フィールドバス
電源電圧
1 (+)

2 (–)

入力/出力 126 (A)

27 (B)

入力/出力 224 (+)

25 (–)

入力/出力 322 (+)

23 (–)

端子の割当ては注文した個別の機器バージョンに応じて異なります→  13。

PROFIBUS DP
電源電圧
1 (+)

2 (–)

入力/出力 126 (B)

27 (A)

入力/出力 224 (+)

25 (–)

入力/出力 322 (+)

23 (–)

端子の割当ては注文した個別の機器バージョンに応じて異なります→  13。

PROFIBUS PA
電源電圧
1 (+)

2 (–)

入力/出力 126 (B)

27 (A)

入力/出力 224 (+)

25 (–)

入力/出力 322 (+)

23 (–)

端子の割当ては注文した個別の機器バージョンに応じて異なります→  13。

Modbus RS485
電源電圧
1 (+)

2 (–)

入力/出力 126 (B)

27 (A)

入力/出力 224 (+)

25 (–)

入力/出力 322 (+)

23 (–)

端子の割当ては注文した個別の機器バージョンに応じて異なります→  13。

PROFINET
電源電圧
1 (+)

2 (–)

入力/出力 1PROFINET（RJ45 コネクタ）

入力/出力 224 (+)

25 (–)

入力/出力 322 (+)

23 (–)

端子の割当ては注文した個別の機器バージョンに応じて異なります→  13。

PROFINET（Ethernet-APL 対応）
電源電圧
1 (+)

32

2 (–)

入力/出力 1PROFINET（RJ45 コネクタ）

入力/出力 224 (+)

25 (–)

入力/出力 322 (+)

23 (–)

端子の割当ては注文した個別の機器バージョンに応じて異なります→  13。

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

EtherNet/IP
電源電圧
1 (+)

2 (–)

入力/出力 1

入力/出力 2EtherNet/IP（RJ45 コネクタ）

24 (+)

25 (–)

入力/出力 322 (+)

23 (–)

端子の割当ては注文した個別の機器バージョンに応じて異なります→  13。

分離型ディスプレイと操作モジュールの端子の割当て →  36

使用可能な機器プラグ

危険場所では機器プラグを使用できません。
フィールドバスシステム用の機器プラグ：「入力；出力 1」のオーダーコード• オプション SA「FOUNDATION フィールドバス」→  33
• オプション GA「PROFIBUS PA」→  33
• オプション NA「EtherNet/IP」→  33
• オプション RA「PROFINET」→  34
• オプション RB「PROFINET（Ethernet-APL 対応）」→  34
サービスインターフェイス接続用の機器プラグ：「取付アクセサリ」のオーダーコード
オプション NB、アダプタ RJ45 M12（サービスインターフェイス）→  47
「入力；出力 1」のオーダーコード、オプション SA「FOUNDATION フィールドバス」
オーダーコード

電線管接続口/コネクタ →  35

「電気接続」

2

3

M, 3, 4, 5

7/8" コネクタ–「入力；出力 1」のオーダーコード、オプション GA「PROFIBUS PA」
オーダーコード

電線管接続口/コネクタ →  35

「電気接続」

2

3

L, N, P, U

コネクタ M12 × 1–「入力；出力 1」のオーダーコード、オプション NA「EtherNet/IP」
オーダーコード

1)

2)

Endress+Hauser

電線管接続口/コネクタ →  35

「電気接続」

2

3

L, N, P, U

コネクタ M12 × 1–

R 1) 2), S 1) 2), T 1) 2), V 1) 2)

コネクタ M12 × 1

コネクタ M12 × 1

サービスインターフェイス（「取付アクセサリ」のオーダーコード、オプション NB）または分離ディ
スプレイおよび操作モジュール DKX001 用 RJ45 M12 アダプタの外部の WLAN アンテナ（「同梱アクセサリ」のオーダーコード、オプション P8）と組み合わせることはできません。
機器をリングトポロジーに統合するために適しています。

33

Proline Promass O 300「入力；出力 1」のオーダーコード、オプション RA「PROFINET」
オーダーコード

電線管接続口/コネクタ →  35

「電気接続」
L, N, P, U
R
1)

2)

1) 2)

1) 2)

,S

,T

1) 2)

,V

1) 2)

2

3

コネクタ M12 × 1–

コネクタ M12 × 1

コネクタ M12 × 1

サービスインターフェイス（「取付アクセサリ」のオーダーコード、オプション NB）または分離ディ
スプレイおよび操作モジュール DKX001 用 RJ45 M12 アダプタの外部の WLAN アンテナ（「同梱アクセサリ」のオーダーコード、オプション P8）と組み合わせることはできません。
機器をリングトポロジーに統合するために適しています。

「入力；出力 1」のオーダーコード、オプション RB「PROFINET（Ethernet-APL 対応）」
オーダーコード

電線管接続口/コネクタ →  35

「電気接続」

2

3

L, N, P, U

M12 プラグ × 1–「取付アクセサリ」のオーダーコード、オプション NB「アダプタ RJ45 M12（サービスインターフェイス）」
オーダーコード

電源電圧「取付アクセサリ」

電線管接続口2

電線管接続口3

NB

プラグ M12 × 1–

オーダーコードが示すもの「電源」のオーダーコード

端子電圧オプション DDC 24 V

±20%–

オプション E

AC100～240 V–15～+10%50/60 HzDC 24 V

±20%–

AC100～240 V–15～+10%50/60 Hz

オプション I

消費電力

電線管接続口/結合 →  35

周波数範囲

変換器
最大 10 W（有効電力）
電源投入時の突入電流：

消費電流

最大 36 A（< 5 ms）、NAMUR 推奨 NE 21 に準拠

変換器• 最大 400 mA（24 V）• 最大 200 mA（110 V、50/60 Hz；230 V、50/60 Hz）

電源障害• 積算計は測定された最後の有効値で停止します。
• 機器の種類に応じて、設定は機器メモリまたは取り外し可能なデータメモリ（HistoROM DAT）に保持されます。
• エラーメッセージ（総稼働時間を含む）が保存されます。

過電流保護エレメント

機器本体には ON/OFF スイッチがないため、本機器は専用のブレーカと組み合わせて操作する必要があります。
• ブレーカは手の届きやすい場所に配置し、適切なラベルを貼付してください。
• ブレーカの許容公称電流：2 A、最大 10 A

34

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

電気接続

変換器
• 端子の割当て→  32
• 機器プラグを使用可能→  33

1
2
3
4

A00267811234電源用端子接続
入力/出力信号伝送用端子接続
入力/出力信号伝送用端子接続、またはサービスインターフェイス経由（CDI-RJ45）のネットワーク接続
用端子；オプション：外部の WLAN アンテナ用接続端子または分離ディスプレイと操作モジュール
DKX001 用接続端子
電位平衡（PE）用の接続端子

RJ45 から M12 プラグへのアダプタがオプションで用意されています。
「アクセサリ」のオーダーコード、オプション NB：「アダプタ RJ45 M12（サービスインターフェイス）」
アダプタにより、サービスインターフェイス（CDI-RJ45）と電線管接続口に付いている M12
プラグが接続されます。そのため、機器を開けることなく、M12 プラグを介してサービス
インターフェイスとの接続を確立することが可能です。
サービスインターフェイス（CDI-RJ45）経由のネットワーク接続→  88
リングトポロジーに接続
EtherNet/IP および PROFINET 通信プロトコルを搭載した機器バージョンはリングトポロジーに統合することが可能です。機器は信号伝送（出力 1）用の端子接続およびサービスインターフェイス（CDI-RJ45）の接続を介して統合されます。
リングトポロジーに変換器を統合します。
• EtherNet/IP• PROFINET

1
2
3
4

A00267811234電源用端子接続
信号伝送用端子接続： PROFINET または EtherNet/IP（RJ45 コネクタ）
サービスインターフェイス（CDI-RJ45）との接続端子
電位平衡（PE）用の接続端子

機器に追加の入出力がある場合、これらは、サービスインターフェイス（CDI-RJ45）への接続用の電線管接続口を介して並行に配線されます。

Endress+Hauser

35

Proline Promass O 300

分離型ディスプレイと操作モジュール DKX001 の接続
分離ディスプレイと操作モジュール DKX001 がオプションとして用意されています→  100。

Vcc

Gnd• 分離ディスプレイと操作モジュール DKX001 を機器と同時に注文する場合、機器は必ずダミーカバー付きで納入されます。この場合は、変換器での表示または操作はできません。
• 後から注文した場合、分離ディスプレイと操作モジュール DKX001 は、既存の機器表示モジュールと同時に接続することはできません。1 つの表示部または操作部しか同時に変換器に接続できません。

AB

81 82 83 84
1
2

3

Vcc

4
5

Gnd

81 82 83 84
A

B

A0027518

1
2
3
4
5

分離型ディスプレイと操作モジュール DKX001
電位平衡（PE）用の接続端子
接続ケーブル
機器
電位平衡（PE）用の接続端子

接続例
電流出力 4～20 mA HART
1

2

3
4...20 mA
6

4

5
A0029055

2
1
2
3
4
5
6

36

4～20 mA HART 電流出力（アクティブ）の接続例
オートメーションシステム、電流入力付き（例：PLC）
一方の端にケーブルシールドが使用されています。EMC 要件を満たすために、ケーブルシールドの両端を接地してください。ケーブル仕様に従ってください。→  47
HART 操作機器用の接続 →  82
HART 通信用抵抗（≥ 250 Ω）：最大負荷に注意 →  15
アナログ表示器：最大負荷に注意 →  15
変換器

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

1

2

3

4

5
4...20 mA

A0028762

3
1
2
3
4
5

4～20 mA HART 電流出力（パッシブ）の接続例
オートメーションシステム、電流入力付き（例：PLC）
電源
一方の端にケーブルシールドが使用されています。EMC 要件を満たすために、ケーブルシールドの両端を接地してください。ケーブル仕様に従ってください。→  47
アナログ表示器：最大負荷に注意 →  15
変換器

HART 入力
1

2

3

4

6
4...20 mA

5

2

3
A0028763

4
1
2
3
4
5
6

Endress+Hauser

マイナスコモンの HART 入力（パッシブ）の接続例
オートメーションシステム、HART 出力付き（例：PLC）
電源用アクティブバリア（例：RN221N）
一方の端にケーブルシールドが使用されています。EMC 要件を満たすために、ケーブルシールドの両端を接地してください。ケーブル仕様に従ってください。
アナログ表示器：最大負荷に注意 →  15
圧力伝送器（例：Cerabar M、Cerabar S）：要件を参照
変換器

37

Proline Promass O 300

PROFIBUS PA
1

2

3

4

5
6
6

6
5
6
6

6
8

7
A0028768

5
1
2
3
4
5
6
7
8

PROFIBUS PA の接続例
制御システム（例：PLC）
PROFIBUS PA セグメントカプラー
一方の端にケーブルシールドが使用されています。EMC 要件を満たすために、ケーブルシールドの両端を接地してください。ケーブル仕様に従ってください。
T ボックス
機器
接地
バスターミネータ
アース線

PROFIBUS DP
1

2

3

A
B

A
4
B

A
4
B

A0028765

6
1
2
3
4

PROFIBUS DP（非危険場所および Zone 2/Div. 2 用）の接続例
制御システム（例：PLC）
一方の端にケーブルシールドが使用されています。EMC 要件を満たすために、ケーブルシールドの両端を接地してください。ケーブル仕様に従ってください。
分配ボックス変換器

通信速度が 1.5 MBaud を上回る場合、EMC 電線管接続口を使用する必要があり、ケーブルシールドができるだけ端子まで延びている必要があります。

38

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

EtherNet/IP
1

3

2

4

5

5
A0028767

7
1
2
3
4
5

EtherNet/IP の接続例
制御システム（例：PLC）
Ethernet スイッチ
ケーブル仕様に従ってください。
機器プラグ
変換器

EtherNet/IP：DLR（機器レベルリング）
1

3

2

4

5

4

A0027544

1
2
3
4
5

制御システム（例：PLC）
Ethernet スイッチ
ケーブル仕様を参照→  47
変換器
2 つの変換器間の接続ケーブルPROFINET
1

2

3

4

5

5
A0028767

8
1
2
3
4
5

Endress+Hauser

PROFINET の接続例
制御システム（例：PLC）
Ethernet スイッチ
ケーブル仕様に従ってください。
機器プラグ
変換器

39

Proline Promass O 300

PROFINET（Ethernet-APL 対応）
6

1

2

A
B
S

A
B

3
5
A
B
S

A
B

4
A0047536

9
1
2
3
4
5
6

PROFINET（Ethernet-APL 対応）の接続例
ケーブルシールド
機器
接地
電位平衡
Trunk または TCP
フィールドスイッチ

PROFINET：MRP（メディア冗長性プロトコル）
1

2

3

4

5

4

A0027544

1
2
3
4
5

40

制御システム（例：PLC）
Ethernet スイッチ
ケーブル仕様を参照→  47
変換器
2 つの変換器間の接続ケーブル

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

PROFINET：システム冗長 S2
1

2

4

3
5

5

5

A0039553

 10
1
2
3
4
5

システム冗長 S2 の接続例

制御システム 1（例：PLC）
制御システムの同期制御システム 2（例：PLC）
産業用 Ethernet マネージドスイッチ
変換器

FOUNDATION フィールドバス
1

2

3

4

5
6
6

6
5
6
6

6
8

7
A0028768

 11
1
2
3
4
5
6
7
8

Endress+Hauser

FOUNDATION フィールドバスの接続例

制御システム（例：PLC）
パワーコンディショナー（FOUNDATION フィールドバス）
一方の端にケーブルシールドが使用されています。EMC 要件を満たすために、ケーブルシールドの両端を接地してください。ケーブル仕様に従ってください。
T ボックス
機器
接地
バスターミネータ
アース線

41Proline Promass O 300

Modbus RS485
1

3

2

A

A

4
B

B

A
4
B

A0028765

 12
1
2
3
4

Modbus RS485（非危険場所および Zone 2; Class I, Division 2 用）の接続例

制御システム（例：PLC）
一方の端にケーブルシールドが使用されています。EMC 要件を満たすために、ケーブルシールドの両端を接地してください。ケーブル仕様に従ってください。
分配ボックス
変換器

電流出力 4～20 mA
1

2

3
4...20 mA
A0028758

 13
1
2
3

4～20 mA 電流出力（アクティブ）の接続例

オートメーションシステム、電流入力付き（例：PLC）
アナログ表示器：最大負荷に注意 →  15
変換器

1

2

3

4
4...20 mA

A0028759

 14
1
2
3
4

42

4～20 mA 電流出力（パッシブ）の接続例

オートメーションシステム、電流入力付き（例：PLC）
電源用アクティブバリア（例：RN221N）
アナログ表示器：最大負荷に注意 →  15
変換器

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

パルス/周波数出力

1

2

3

12345
A0028761

 15
1
2
3

パルス/周波数出力（パッシブ）の接続例

オートメーションシステム、パルス/周波数入力付き（例：10 kΩ プルアップまたはプルダウン抵抗付き
PLC）
電源
変換器：入力値に注意してください →  18

スイッチ出力1

2

3

A0028760

 16
1
2
3

スイッチ出力（パッシブ）の接続例

オートメーションシステム、スイッチ入力付き（例：10 kΩ プルアップまたはプルダウン抵抗付き PLC）
電源
変換器：入力値に注意してください →  18

ダブルパルス出力
13

2

4A0029280

 17
1
2
3
4

Endress+Hauser

ダブルパルス出力（アクティブ）の接続例

オートメーションシステム、ダブルパルス入力付き（例：PLC）
変換器：入力値に注意してください →  20
ダブルパルス出力
ダブルパルス出力（スレーブ）、フェーズシフト

43

Proline Promass O 300

2
1

4

3

5
A0029279

 18
1
2
3
4
5

ダブルパルス出力（パッシブ）の接続例

オートメーションシステム、ダブルパルス入力付き（例：10 kΩ プルアップまたはプルダウン抵抗付き
PLC）
電源
変換器：入力値に注意してください →  20
ダブルパルス出力
ダブルパルス出力（スレーブ）、フェーズシフト

リレー出力

1

2

3

A0028760

 19
1
2
3

リレー出力（パッシブ）の接続例

オートメーションシステム、リレー入力付き（例：PLC）
電源
変換器：入力値に注意してください →  20

電流入力
1

2

3

4

A0028915

 20
1
2
3
4

44

4～20 mA 電流入力の接続例

電源
端子箱
外部機器（例：圧力または温度読込み用）
変換器

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

ステータス入力

1

2

3

A0028764

 21
1
2
3

電位平衡

ステータス入力の接続例

オートメーションシステム、ステータス出力付き（例：PLC）
電源
変換器

要件
電位平衡に関して：• 社内の接地コンセプトに注意してください。
• 配管材質や接地などの動作条件を考慮してください。
• 測定物、センサ、変換器を同じ電位に接続してください。
• 電位平衡接続には、最小断面積が 6 mm2 (0.0093 in2) 以上の接地ケーブルとケーブルラグを使用してください。
危険場所で機器を使用する場合、防爆関連資料（XA）のガイドラインに従ってください。

端子スプリング端子：より線およびスリーブ付きより線に最適
導体断面積 0.2～2.5 mm2 (24～12 AWG)

電線管接続口• ケーブルグランド：M20 × 1.5 使用ケーブル ⌀ 6～12 mm (0.24～0.47 in)• 電線管接続口用ねじ：• NPT ½"
• G ½"• M20• デジタル通信用の機器プラグ：M12
特定の機器バージョンでのみ使用できます→  33。

機器プラグのピンの割当て

FOUNDATION フィールドバス
ピン

2

3

1

4

割当て

1

+

信号 +

2

-

信号 –

3

接地

4

割当てなし

コード

プラグ/ソケット

A

プラグ

コード

プラグ/ソケット

A

プラグ

PROFIBUS PA
ピン

2

3

1

4

1

+

2
3
4

Endress+Hauser

割当て
PROFIBUS PA +接地-

PROFIBUS PA –
割当てなし

45

Proline Promass O 300

 推奨のプラグ：• Binder、713 シリーズ、品番 99 1430 814 04• Phoenix、品番 1413934 SACC-FS-4QO SH PBPA SCO

PROFINET
ピン

2

3

1

4
A0032047

割当て

1

+

TD +

2

+

RD +

3

-

TD –

4

-

RD –

コード

プラグ/ソケットD

ソケット

 推奨のプラグ：• Binder、825 シリーズ、品番 99 3729 810 04• Phoenix、品番 1543223 SACC-M12MSD-4Q

PROFINET（Ethernet-APL 対応）
ピン

3

4

2

1

割当て

1

-

APL 信号 -2+

APL 信号 +3

ケーブルシールド 1

4

割当てなし

金属製プラ
グハウジン
グ

ケーブルシールド

コード

プラグ/ソケット

Aソケット

1 ケーブルシールドを使用する場合

 推奨のプラグ：• Binder、713 シリーズ、品番 99 1430 814 04• Phoenix、品番 1413934 SACC-FS-4QO SH PBPA SCO

EtherNet/IP
ピン

2

3

1

4
A0032047

割当て

1

+

Tx

2

+

Rx

3

-

Tx

4

-

Rx

コード

プラグ/ソケットD

ソケット

 推奨のプラグ：• Binder、763 シリーズ、品番 99 3729 810 04• Phoenix、品番 1543223 SACC-M12MSD-4Q

46

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

サービスインターフェイス「取付アクセサリ」のオーダーコード、オプション NB：「アダプタ RJ45 M12（サービスインターフェイス）」
ピン

2

3

1

4
A0032047

割当て

1

+

Tx

2

+

Rx

3

-

Tx

4

-

Rx

コード

プラグ/ソケットD

ソケット

 推奨のプラグ：• Binder、763 シリーズ、品番 99 3729 810 04• Phoenix、品番 1543223 SACC-M12MSD-4Q

ケーブル仕様

許容温度範囲• 設置する国/地域に適用される設置ガイドラインを順守する必要があります。
• ケーブルは予想される最低温度および最高温度に適合しなければなりません。
電源ケーブル（内部接地端子用の導体を含む）
一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。
外部接地端子用の保護接地ケーブル
導体断面積 < 2.1 mm2 (14 AWG)
ケーブルラグを使用すると、より大きな断面積の接続が可能になります。
接地インピーダンスは 2 Ω 以下でなければなりません。
信号ケーブル
電流出力 4 ～ 20 mA HART
シールドケーブルが推奨です。プラントの接地コンセプトに従ってください。
PROFIBUS PA
2 線ツイストシールドケーブル。ケーブルタイプ A が推奨です。
PROFIBUS ネットワークのプランニングおよび設置の詳細については、以下を参照してください。
• 取扱説明書『PROFIBUS DP/PA: Guidelines for planning and commissioning』（BA00034S）• PNO Directive 2.092「PROFIBUS PA User and Installation Guideline」• IEC 61158-2（MBP）
PROFIBUS DP
IEC 61158 規格では、あらゆる伝送速度で使用可能なバスライン用に 2 つのケーブルタイプ（Aおよび B）が指定されています。ケーブルタイプ A が推奨です。

Endress+Hauser

ケーブルタイプA

特性インピーダンス

135～165 Ω、測定周波数 3～20 MHz 時

ケーブル静電容量< 30 pF/m

ケーブル断面> 0.34 mm2 (22 AWG)

ケーブルタイプ

ツイストペアループ抵抗≤ 110 Ω/km

47

Proline Promass O 300

信号ダンピング

ケーブル断面積の全長にわたって最大 9 dB

シールド

銅編組シールドまたはフォイルシールド付き編組シールド。ケーブルシール
ドを接地する場合は、プラントの接地コンセプトに注意してください。

PROFIBUS ネットワークのプランニングおよび設置の詳細については、以下を参照してください。
• 取扱説明書『PROFIBUS DP/PA: Guidelines for planning and commissioning』（BA00034S）• PNO Directive 2.092「PROFIBUS PA User and Installation Guideline」• IEC 61158-2（MBP）
EtherNet/IP
ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Annex 規格では、CAT 5 が EtherNet/IP で使用可能なケーブルの最低カテゴリに指定されています。CAT 5e および CAT 6 が推奨です。
EtherNet/IP ネットワークのプランニングおよび設置に関する詳細については、 ODVA 協会の「Media Planning and Installation Manual Ethernet/IP」を参照してください。
PROFINET
IEC 61156-6 規格により、PROFINET に使用するケーブルの最低カテゴリとして CAT 5 が規定されます。CAT 5e および CAT 6 が推奨です。
PROFINET ネットワークのプランニングおよび設置に関する詳細については、PROFINET の「PROFINET Cabling and Interconnection Technology」ガイドを参照してください。
PROFINET（Ethernet-APL 対応）
APL セグメントのリファレンスケーブルタイプは、フィールドバスケーブルタイプ A、MAU タ
イプ 1 および 3（IEC 61158-2 の規定）です。このケーブルは、IEC TS 60079-47 に準拠した本質
安全アプリケーションの要件を満たしており、非本質安全アプリケーションでも使用できます。
ケーブルタイプA

ケーブル静電容量

45～200 nF/km

ループ抵抗15～150 Ω/km

ケーブルインダクタンス

0.4～1 mH/km

詳細については、Ethernet-APL エンジニアリングガイドライン（https://www.ethernet-apl.org）
を参照してください。
FOUNDATION フィールドバス
2 線ツイストシールドケーブル。
FOUNDATION フィールドバスネットワークのプランニングおよび設置の詳細については、
以下を参照してください。
•「FOUNDATION フィールドバス概要」の取扱説明書（BA00013S)• FOUNDATION フィールドバスガイドライン• IEC 61158-2（MBP）
Modbus RS485
EIA/TIA-485 規格では、あらゆる伝送速度で使用可能なバスライン用に 2 つのケーブルタイプ（A および B）が指定されています。ケーブルタイプ A が推奨です。

48

ケーブルタイプA

特性インピーダンス

135～165 Ω、測定周波数 3～20 MHz 時

ケーブル静電容量< 30 pF/m

ケーブル断面> 0.34 mm2 (22 AWG)

ケーブルタイプ

ツイストペアループ抵抗≤ 110 Ω/km

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

信号ダンピング

ケーブル断面積の全長にわたって最大 9 dB

シールド

銅編組シールドまたはフォイルシールド付き編組シールド。ケーブルシール
ドを接地する場合は、プラントの接地コンセプトに注意してください。

電流出力 0/4～20 mA• 一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。
• カスタディトランスファー測定の場合は、シールドケーブルを使用：錫メッキ銅編組線、光学的カバー ≥ 85 %パルス /周波数 /スイッチ出力• 一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。
• カスタディトランスファー測定の場合は、シールドケーブルを使用：錫メッキ銅編組線、光学的カバー ≥ 85 %ダブルパルス出力• 一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。
• カスタディトランスファー測定の場合は、シールドケーブルを使用：錫メッキ銅編組線、光学的カバー ≥ 85 %
リレー出力
一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。
電流入力 0/4～20 mA• 一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。
• カスタディトランスファー測定の場合は、シールドケーブルを使用：錫メッキ銅編組線、光学的カバー ≥ 85 %ステータス入力• 一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。
• カスタディトランスファー測定の場合は、シールドケーブルを使用：錫メッキ銅編組線、光学的カバー ≥ 85 %
変換器の接続ケーブル - 分離ディスプレイと操作モジュール DKX001
標準ケーブル
標準ケーブルを接続ケーブルとして使用できます。

Endress+Hauser

標準ケーブル

4 芯（2 ペア）；共通シールド付きペア撚り

シールド

錫メッキ銅編組線、光学的カバー ≥ 85 %

静電容量：コア/ シールド

最大 1 000 nF、Zone 1; Class I, Division 1 用

L/R

最大 24 µH/Ω、Zone 1; Class I, Division 1 用

ケーブル長

最大 300 m (1 000 ft)、下表を参照

断面積

ケーブル長：使用場所は• 非危険場所• 危険場所：Zone 2; Class I, Division 2• 危険場所：Zone 1; Class I, Division 1

0.34 mm2 (22 AWG)

80 m (270 ft)

0.50 mm2 (20 AWG)

120 m (400 ft)

0.75 mm2 (18 AWG)

180 m (600 ft)

1.00 mm2 (17 AWG)

240 m (800 ft)

1.50 mm2 (15 AWG)

300 m (1 000 ft)

49

Proline Promass O 300

オプションで使用可能な接続ケーブル
標準ケーブル2 × 2 × 0.34 mm2 (22 AWG) PVC ケーブル 1)、共通シールド付き（2 ペア、ペ
ア撚り）

難燃性

DIN EN 60332-1-2 に準拠

耐油性

DIN EN 60811-2-1 に準拠

シールド

錫メッキ銅編組線、光学的カバー ≥ 85 %

静電容量：コア/ シールド≤ 200 pF/m

L/R

≤ 24 µH/Ω

使用可能なケーブル長

10 m (35 ft)

動作温度

固定位置に取り付けた場合：–50～+105 °C (–58～+221 °F)；ケーブルを自由に移動できる場合：–25～+105 °C (–13～+221 °F)

1)

過電圧保護

紫外線放射により、ケーブルの外側シースが損なわれる可能性があります。可能な場合は、ケーブルを直射日光から保護してください。

電源電圧変動→  34

過電圧カテゴリー

過電圧カテゴリー II

短期的、一時的な過電圧ケーブルと接地間は最大 1200 V（最大 5 秒 間）

長期的、一時的な過電圧ケーブルと接地間は最大 500 V

性能特性
基準動作条件• ISO 11631 に基づくエラーリミット• 水：+15～+45 °C (+59～+113 °F)、0.2～0.6 MPa (29～87 psi)
• 仕様は校正プロトコルに準拠• ISO 17025 に準拠した認定校正装置に基づく精度
測定誤差を確認するには、Applicator サイジング用ツールを使用してください。→  102

最大測定誤差o.r. = 読み値、1 g/cm³ = 1 kg/l、T = 流体温度
基準精度
「精度の考え方」参照→  53
質量流量および体積流量（液体）• ±0.05 % o.r.（質量流量のオプション：プレミアム校正；「校正流量」のオーダーコード、オプション D）• ±0.10 % o.r.（標準）
質量流量（気体）±0.35 % o.r.

50

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

密度（液体）

1)
2)
3)

基準条件下

標準密度校正 1)

高精度
密度仕様 2) 3)[g/cm³][g/cm³][g/cm³]±0.0005±0.01±0.001

温度および密度の全範囲にわたって有効
高精度密度校正の有効範囲：0～2 g/cm³、+5～+80 °C (+41～+176 °F)「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード、オプション EE「高精度密度」

温度±0.5 °C ± 0.005 · T ℃ (±0.9 °F ± 0.003 · (T – 32) °F)
ゼロ点の安定度
呼び口径

ゼロ点の安定度

[mm]

[in]

[kg/h][lb/min]

80

3

9

0.330

100

4

14

0.514

150

6

32

1.17

250

10

88

3.23

流量値
流量値は、呼び口径に依存するターンダウンパラメータです。
SI 単位
呼び口径

1:1

1:10

1:20

1:50

1:100

1:500

[mm]

[kg/h][kg/h][kg/h][kg/h][kg/h][kg/h]

80

180 000

18 000

9 000

3 600

1 800

360

100

350 000

35 00017 500

7 000

3 500

700

150

800 000

80 00040 000

16 000

8 000

1 600

250

2 200 000

220 000

110 000

44 00022 000

4 400

US 単位
呼び口径

1:1

1:10

1:20

1:50

1:100

1:500

[inch][lb/min][lb/min][lb/min][lb/min][lb/min][lb/min]

3

6 615

661.5

330.8

132.3

66.15

13.23

4

12 860

1 286

643.0

257.2

128.6

25.72

6

29 400

2 940

1 470

588

294

58.80

10

80 850

8 085

4 043

1 617

808.5

161.7

出力の精度
出力の精度仕様は、以下の通りです。
電流出力精度

Endress+Hauser

±5 µA

51

Proline Promass O 300

パルス/周波数出力
o.r. = 読み値
精度

繰返し性

最高 ±50 ppm o.r.（全周囲温度範囲に対して）

o.r. = 読み値；1 g/cm3 = 1 kg/l、T = 流体温度
基準の繰返し性「精度の考え方」参照→  53
質量流量および体積流量（液体）±0.025 % o.r.（プレミアム校正、質量流量の場合）±0.05 % o.r.
質量流量（気体）±0.25 % o.r.
密度（液体）±0.00025 g/cm3
温度±0.25 °C ± 0.0025 · T °C (±0.45 °F ± 0.0015 · (T–32) °F)

応答時間

応答時間は設定に応じて異なります（ダンピング）。

周囲温度の影響

電流出力
温度係数

最大 1 μA/℃

パルス/周波数出力
温度係数

流体温度の影響

付加的な影響はありません。精度に含まれます。

質量流量および体積流量
o.f.s. = 対フルスケール値
ゼロ調整時の温度とプロセス温度に差異がある場合、センサに付加される標準的な測定誤差は、±0.0002 % o.f.s./°C（±0.0001 % o.f.s./°F）となります。
プロセス温度でゼロ調整を実施すると、この影響は減少します。
密度
密度校正温度とプロセス温度に差異がある場合、センサに付加される標準的な測定誤差は±0.00005 g/cm3/°C (±0.000025 g/cm3/°F) となります。現場密度調整を実施できます。
高精度密度仕様（高精度密度校正）
プロセス温度が校正範囲（(→  50)）を外れた場合、測定誤差は±0.00005 g/cm3 /°C (±0.000025 g/cm3 /°F) となります52

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

3[kg/m ]
10
8
1

6

2

4
2
0
0

-40
-80 -40

0

50

100

150

200 [°C]

40 80 120 160 200 240 280 320 360 400[°F]
A0016612

1
2

現場密度調整、例：+20 °C（+68 °F）時
高精度密度校正

温度±0.005 · T ℃ (± 0.005 · (T – 32) °F)
流体圧力の影響

下表は、校正圧力とプロセス圧力の圧力差が質量流量と密度の精度に与える影響を示します。
o.r. = 読み値
以下により、影響を補正することが可能です。
• 電流入力またはデジタル入力を介して現在の圧力測定値を読み込む• 機器パラメータで圧力の固定値を設定する
取扱説明書 →  103
呼び口径

精度の考え方[% o.r./bar][% o.r./psi]

[mm]

[in]

80

3

–0.0056–0.0004100

4–0.0037–0.0002150

6–0.002–0.0001

250

10–0.0067–0.0005o.r. = 読み値、o.f.s. = 対フルスケール値
BaseAccu = 基準精度（% o.r.）、BaseRepeat = 基準の繰返し性（% o.r.）
MeasValue = 測定値；ZeroPoint = ゼロ点の安定度
流量に応じた最大測定誤差の計算
流量

最大測定誤差（%）o.r.

ZeroPoint³ BaseAccu ⋅ 100± BaseAccu
A0021339
A0021332

ZeroPoint< BaseAccu ⋅ 100±
A0021333

Endress+Hauser

ZeroPoint
MeasValue ⋅ 100
A0021334

53

Proline Promass O 300

流量に応じた最大繰返し性の計算
流量³

最大繰返し性（% o.r.）½ ⋅ ZeroPoint
BaseRepeat ⋅ 100

A0021340
A0021335<½ ⋅ ZeroPoint
BaseRepeat ⋅ 100

ZeroPoint± ½ ⋅ MeasValue ⋅ 100
A0021337

A0021336

最大測定誤差の例
E [%]
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 Q [%]
A0030316

E
Q

最大測定誤差（%）o.r.（例）最大測定範囲の流量（%）

設置
取付位置

A0028772

測定管内の気泡溜まりによる測定誤差を防止するため、以下の配管位置には取付けないでください。
• 配管の最も高い位置• 下向き垂直配管の開放出口の直前
下り配管への設置
ただし、次の設置方法をとることにより、開放型の垂直配管への取付けも可能です。呼び口径より断面積の小さな絞り機構あるいはオリフィスプレートを設けることにより、測定中に計測チューブ内が空洞状態になることを防止できます。

54

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

1

2

3
4

5
A0028773

 22
1
2
3
4
5

下向き配管への設置（例：バッチアプリケーション用）

供給タンク
センサ
オリフィスプレート、絞り機構
バルブ
バッチタンク

呼び口径

取付方向

Ø オリフィスプレート、絞り機構

[mm]

[in]

[mm]

[in]

80

3

50

1.97

100

4

65

2.60

150

6

90

3.54

250

10

150

5.91

センサの銘板に表示された矢印の方向が、流れ方向（配管を流れる測定物の方向）に従ってセンサを取り付ける際に役立ちます。
取付方向
A

推奨
1)

垂直方向

A0015591B2)

水平方向、変換器が上向き例外：→  23,  56
A0015589

C3)

水平方向、変換器が下向き例外：→  23,  56
A0015590

D

水平方向、変換器が横向き
A0015592

1)
2)
3)

確実に自己排水するためには、この取付方向を推奨します。
プロセス温度が低いアプリケーションでは、周囲温度も低くなる場合があります。これは、変換器の最低周囲温度を守るための推奨の取付方向です。
プロセス温度が高いアプリケーションでは、周囲温度も高くなる場合があります。これは、変換器の最大周囲温度を守るための推奨の取付方向です。

計測チューブが弓形のセンサを水平取付する場合は、液体の特性に考慮した位置にセンサを設置してください。

Endress+Hauser

55

Proline Promass O 300

1

2
A0028774 23
12

上流側/下流側直管長

特別な取付方法

弓形計測チューブセンサの取付方向

固形分を含む液体には、この取付方向は避けてください。固形分が堆積する恐れがあります。
気泡が発生する恐れのある液体には、この取付方向は避けてください。気泡が滞留する恐れがあります。

キャビテーションが発生しない限り、流れの乱れを生じさせる障害物（バルブ、エルボ、ティー等）に特別な予防措置をとる必要はありません→  62。
排液性
垂直方向に設置すると、計測チューブから液体を完全に排出して付着を防止することができます。
サニタリ適合性• サニタリアプリケーションに設置する場合は、「認証と認定」の「サニタリ適合性」セク
ションを参照してください。
•「ハウジング」のオーダーコード、オプション B「ステンレス、サニタリ」の機器の場合、端子部カバーを密閉するには、手でしっかりと締めてから、さらに 45°（15 Nm に相当）締め付けてください。
破裂板
プロセス関連の情報：→  62

L 警告
測定物が漏れる危険性があります。
圧力のかかった測定物が漏れることにより、負傷したり、物質的損害がもたらされる可能性があります。
‣ 破裂板が作動した場合に、要員に危険が及んだり損傷したりしないよう、予防措置を講じてください。
‣ 破裂板ラベルの情報に注意してください。
‣ 破裂板の機能や作動が機器の設置により妨げられないように注意してください。
‣ スチームジャケットは使用しないでください。
‣ 破裂板を取り外したり、破損させたりしないでください。
破裂板の位置はその横に貼付されたラベルに示されています。
輸送用ガードを取り外す必要があります。
既存の接続ノズルは洗浄または圧力を監視するためのものではなく、破裂板の取付位置として機能します。
破裂板が故障した場合、漏れた測定物を排出するための排出管を破裂板の雌ネジにねじ込むことができます。

56

Endress+Hauser

Proline Promass O 300i

RUPTURE DISK

1

3

2

A0030346

1
2
3

破裂板ラベル
1/2" NPT 雌ネジ付き破裂板（対辺距離 1"）
輸送保護材

寸法については、「構造」セクション（アクセサリ）を参照してください。
日除けカバー280 (11.0)
134 (5.3)

12 (0.47)

30 (1.18)

48 (1.9)

146 (5.75)

255 (10.0)

A0029553

 24

単位 mm（in）

環境
周囲温度範囲機器• –40～+60 °C (–40～+140 °F)•「試験、証明」のオーダーコード、オプション JP：–50～+60 °C (–58～+140 °F)

現場表示器の視認性–20～+60 °C (–4～+140 °F)
温度が許容温度範囲外の場合、表示部の視認性が悪化する可能性があります。

周囲温度と流体温度の依存関係→  59

‣ 屋外で使用する場合：
特に高温地域では直射日光は避けてください。
日除けカバーの注文については、Endress+Hauser にお問い合わせください。. →  100

Endress+Hauser

57

Proline Promass O 300

保管温度–50～+80 °C (–58～+176 °F)

気候クラス

DIN EN 60068-2-38（試験 Z/AD）

相対湿度

本機器は、相対湿度 4～95% の屋外および屋内での使用に適しています。

使用高さEN 61010-1 に準拠• ≤ 2 000 m (6 562 ft)• > 2 000 m (6 562 ft)、追加の過電圧保護がある場合（例：Endress+Hauser HAW シリーズ）

保護等級

変換器
• IP66/67、Type 4X 容器、汚染度 4 に適合• ハウジングが開いている場合：IP20、Type 1 容器、汚染度 2 に適合• 表示モジュール：IP20、Type 1 容器、汚染度 2 に適合
オプション「センサオプション」のオーダーコード、オプション CM「IP69」
外部の WLAN アンテナ
IP67

耐振動性および耐衝撃性

正弦波振動、IEC 60068-2-6 に準拠• 2～8.4 Hz、3.5 mm ピーク• 8.4～2 000 Hz、1 g ピーク
広帯域不規則振動、IEC 60068-2-64 に準拠• 10～200 Hz, 0.003 g2/Hz• 200～2 000 Hz, 0.001 g2/Hz• 合計：1.54 g rms
正弦半波衝撃、IEC 60068-2-27 に準拠
6 ms 30 g
乱暴な取扱いによる衝撃、IEC 60068-2-31 に準拠

内部洗浄• 定置洗浄（CIP）• 定置滅菌（SIP）
オプション• 接液部のオイル/グリースフリーバージョン、適合宣言なし「サービス」のオーダーコード、オプション HA• IEC/TR 60877-2.0 および BOC 50000810-4 に準拠する接液部のオイル/グリースフリーバージ
ョン、適合宣言付き「サービス」のオーダーコード、オプション HB

機械的負荷

変換器ハウジング：• 衝撃や打撃などの機械的な影響に対して保護してください。
• 踏み台や足場として使用しないでください。

電磁適合性（EMC）• IEC/EN 61326 および NAMUR 推奨 21（NE 21）に準拠• PROFIBUS DP 機器バージョン：EN 50170 Volume 2, IEC 61784 準拠の工業用放射限度に適合
PROFIBUS DP には以下を適用：通信速度が 1.5 MBaud を上回る場合、EMC 電線管接続口を使用する必要があり、ケーブルシールドができるだけ端子まで延びている必要があります。
詳細については、適合宣言を参照してください。
このユニットは住宅環境での使用を目的としておらず、そのような環境において無線受信の適切な保護を保証することはできません。

58

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

プロセス
流体温度範囲–40～+205 °C (–40～+401 °F)
周囲温度と流体温度の依存関係
Ta
A
B

Tm
A0031121

 25
Ta
Tm
A
B

例示、値は下表を参照

周囲温度
流体温度
許容最高流体温度 Tm、Ta max = 60 °C (140 °F) 時；流体温度 Tm が高い場合は、周囲温度 Ta を下げる必要があります。
規定されたセンサの最高流体温度 Tm における許容最高周囲温度 Ta

危険場所で使用する機器の値：
機器の別冊の防爆資料（XA）を参照→  103.
断熱なし

断熱

A

B

A

B

Ta

Tm

Ta

Tm

Ta

Tm

Ta

Tm

60 °C (140 °F)

170 °C (338 °F)

50 °C (122 °F)

205 °C (401 °F)

60 °C (140 °F)

110 °C (230 °F)

50 °C (122 °F)

205 °C (401 °F)

密度

0～5 000 kg/m3 (0～312 lb/cf)

圧力温度曲線次の圧力温度曲線は、プロセス接続だけでなく圧力を受けるすべての機器部品に適用されます。
以下のグラフは、特定の流体温度に応じた許容最大流体圧力を示しています。

Endress+Hauser

59

Proline Promass O 300

EN 1092-1（DIN 2501）準拠のフランジ接続>SVL@ >03D@ 










31 







31 





31 




31 



31 



31 


















 >&@        >)@A0036635-JA

 26

フランジ材質：ステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）

ASME B16.5 準拠のフランジ接続>SVL@ >03D@ 










&O 







&O 





&O 

&O 

&O 
















 >&@        >)@A0036636-JA

 27

60

フランジ材質：ステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

JIS B2220 準拠のフランジ接続>SVL@ >03D@ 



 






.



.























 >&@ >)@A0036634-JA 28

センサハウジング

フランジ材質：ステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）

センサハウジングには乾燥窒素ガスが充填されており、内部の電子部品や機械部品が保護されます。
計測チューブが故障した場合（例：腐食性または研磨性のある流体などのプロセス特性に起因）、流体は最初にセンサハウジングに溜まります。
計測チューブが故障した場合、センサハウジング内の圧力レベルは使用プロセス圧力に応じて上昇します。センサハウジングの破裂圧力では十分な安全マージンを確保できないとユーザーが判断した場合は、機器に破裂板を取り付けることが可能です。これにより、センサハウジング内が過度に高圧になることを防止できます。そのため、気体圧力が高くなるアプリケーションや、
特に、プロセス圧力がセンサハウジング破裂圧力の 2/3 より大きくなるアプリケーションでは、破裂板の使用が強く推奨されます。
漏れた測定物を排出機器に排出する必要がある場合は、センサに破裂板を取り付けなければなりません。排出部を追加のネジ込み接続に接続します→  70。
センサをガスでパージする必要がある場合は（ガス検出）、パージ接続を取り付けなければなりません。
センサハウジングに不活性ガスを充填するとき以外は、パージ接続を開けないようにしてください。パージは、必ず低圧で行ってください。
最大圧力：• 呼び口径·80～150 mm（3～6"）：0.5 MPa (72.5 psi)
• 呼び口径·250 mm（10"）：0.3 MPa (43.5 psi)
センサハウジング破裂圧力
以下のセンサハウジングの破裂圧力は、標準機器および/または密閉されたパージ接続付きの機器（開けていない/納品時の状態）にのみ適用されます。
パージ接続付きの機器（「センサオプション」のオーダーコード、オプション CH「パージ接続」）
をパージシステムに接続した場合、パージシステム自体または機器のうち、圧力区分が低い方のコンポーネントに応じて、最大圧力は決まります。
破裂板付きの機器（「センサオプション」のオーダーコード、オプション CA「破裂板」）の場合、破裂板の破裂圧力が重要になります 。
センサハウジングの破裂圧力は、センサハウジングが機械的に故障する前に到達する標準的な内圧に 相当し、これは型式試験中に確認されます。対応する型式試験適合宣言は、機器と一緒に注Endress+Hauser

61

Proline Promass O 300

文できます（「追加認証」のオーダーコード、オプション LN 「センサハウジング破裂圧力、型式
試験」）。
呼び口径

センサハウジング破裂圧力

[mm]

[in]

[bar]

[psi]

80

3

120

1 740

100

4

95

1 370

150

6

75

1 080

250

10

50

720

寸法に関する情報：「構造」セクションを参照してください。→  65
破裂板

安全レベルを高めるために、破裂圧力が 1～1.5 MPa (145～217.5 psi) の破裂板を装備した機器バージョンを使用できます（「センサオプション」のオーダーコード、オプション CA「破裂板」）。
寸法については、「構造」セクション（アクセサリ）を参照してください。→  70

流量制限

最も適したセンサ呼び口径は、測定範囲と許容圧力損失を考慮して選択してください。
測定範囲のフルスケール値の概要については、「測定範囲」セクションを参照してください。
→  10• 推奨最小フルスケール値は、最大測定範囲の約 1/20 です。
• ほとんどのアプリケーションにおいて、最大測定範囲の 20～50 % の間が最適な測定範囲となります。
• 研磨性のある測定物（固形分が混入した液体など）の場合は、低いフルスケール値を選択する必要があります。流速 < 1 m/s（< 3 ft/s）• 気体測定では、以下の点にご注意ください。
• 計測チューブ内の流速は、音速の 1/2（0.5 Mach）以下にしてください。
• 最大質量流量は、気体密度に依存します。計算式
流量制限を計算するには、Applicator サイジング用ツールを使用してください。→  102

圧力損失

圧力損失を計算するには、Applicator サイジング用ツールを使用してください。→  102

使用圧力

キャビテーションが発生しないようにすることや、液体に混入したガスが発泡しないようにすることが重要です。これは、使用圧力が十分に高ければ回避できます。
従って、最適な設置場所は以下のようになります。
• 垂直配管の最も低い位置• ポンプの下流側（真空になる恐れがありません）

A0028777

断熱

一部の流体においては、センサから変換器への放射熱を低く抑えることが重要です。必要な断熱を設けるために、さまざまな材質を使用することができます。
断熱材付きのバージョンには、以下の機器バージョンが推奨されます。
伸長ネック付きバージョン：「計測チューブの材質」のオーダーコード、オプション FA、長さ 105 mm (4.13 in) の伸長ネック付き

62

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

注記断熱により電子機器部が過熱する恐れがあります。
‣ 推奨の取付方向：水平取付、変換器ハウジング は下向き
‣ 変換器ハウジング を断熱しないでください。
‣ 変換器ハウジング下端の許容最高温度：80 °C (176 °F)‣ 伸長ネックを覆わない断熱：最適な放熱を保証するために、伸長ネックを断熱しないことを推奨します。

A0034391

 29

ヒーティング

伸長ネックを覆わない断熱

流体によっては、センサを通して熱が逃げることを避けなければならない場合があります。
ヒーティングオプション• 電気ヒーティング（例：電気バンドヒーター） 1)• 温水または蒸気を利用した配管• スチームジャケット
注記
ヒーティング時の過熱の危険‣ 変換器ハウジング下端の温度は 80 °C (176 °F) を超えないようにしてください。
‣ 変換器ネック部分で十分な対流が起きていることを確認してください。
‣ 変換器ネック部分周囲の十分な範囲が覆われないようにしてください。覆われていない変換器の台座より放熱し、電子機器部が過熱/過冷却するのを防ぎます。
‣ 爆発性雰囲気で使用する場合は、機器固有の防爆資料の指示に従ってください。温度表の詳
細については、別冊の機器の「安全上の注意事項」（XA）を参照してください。

振動1)

計測チューブは高い振動周波数で測定を行っているため、配管等の外部振動の影響を受けません。

並列電気バンドヒーターの使用が一般的に推奨されます（双方向の電気の流れ）。単線式ヒーターケーブルを使用する場合は、特別な考慮が必要です。関連資料の EA01339D「電気トレースヒーティングシステムの設置要領書」に追加情報が記載されています。→  105

Endress+Hauser

63

Proline Promass O 300

カスタディトランスファー
本機器はオプションとして OIML R117 に準拠した試験を受けており、水以外の液体および低温液体の法定計量管理の対象となる業務（「カスタディトランスファー」）のための測定機器指令
2014/32/EU に従った EU 型式試験証明における使用を許可する EU 型式評価証明を取得しています（付録 VII）。
本機器はオプションとして OIML R137 に準拠した試験を受けており、法定計量管理の対象となる業務のためのガスメーターとして（「カスタディトランスファー」）、測定機器指令 2014/32/EUに従った EU 型式試験証明を取得しています（付録 IV）。
本機器は、現場表示器上の法定管理された積算計およびオプションの法定管理された出力と組み合わせ使用されます。
法定計量管理の対象となる機器は、両方向を積算します。つまり、すべての出力で正（前方）と負（後方）の流れ方向の流量が考慮されます。
一般的に、法定計量管理の対象となる機器は、変換器またはセンサの封印により改ざん防止対策がとられています。これらのシールは通常、法定計量管理の所轄官庁の担当者しか開けることができません。
機器が流通し始めたり、機器を封印した後は、限られた範囲内でのみの操作が可能です。
水以外の液体または気体のアプリケーションに対応可能な、OIML 認証に基づく国の認定を取得
した機器の詳細な注文情報については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。
詳細については、補足資料を参照してください。

64

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

構造
寸法（SI 単位）

一体型
A

G
C

I

H

D

K

F

E

B

L

M
A0033786「ハウジング」のオーダーコード、オプション A「アルミニウム、コーティング」
呼び
口径

A 1)

B 1)

C

D

E

F

G 2)

H

I 2)

K

L

M

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

38.5

3)

139

49.0

3)

176

66.1

3)

218

99.1

3)

305

80

169

100

169

150

169

250
1)
2)
3)

169

68
68
68
68

101
101
101
101

202
254
378
548

363
383
403
446

565
637
781
994

200
200
200
200

59
59
59
59

141
141
141
141

使用するケーブルグランドに応じて：値は最大 + 30 mm
現場表示器なしの場合：値 - 30 mm
プロセス接続に応じて「ハウジング」のオーダーコード、オプション A「アルミニウム、コーティング」；Ex d
呼び
口径

A 1)

B

C

D

E

F

G 2)

H

I 2)

K

L

M

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

38.5

3)

139
176

80

188

85

103

202

365

567

217

58

159

100

188

85

103

254

384

638

217

58

159

49.0

3)

150

188

85

103

378

405

783

217

58

159

66.1

3)

218

250

188

85

103

548

448

996

217

58

159

99.1

3)

305

1)
2)
3)

使用するケーブルグランドに応じて：値は最大 + 30 mm
現場表示器なしの場合：値 - 40 mm
プロセス接続に応じて「ハウジング」のオーダーコード、オプション L「鋳造、ステンレス」
呼び
口径

A 1)

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

38.5

2)

139

49.0

2)

176

80
100

Endress+Hauser

186
186

85
85

101
101

202
254

365
383

567
637

217
217

60
60

157
157

65

Proline Promass O 300

呼び
口径

A 1)

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

66.1

2)

218

99.1

2)

305

150
250
1)
2)

66

186
186

85
85

101
101

378
548

404
448

782
996

217
217

60
60

157
157

使用するケーブルグランドに応じて：値は最大 + 30 mm
プロセス接続に応じてEndress+Hauser

Proline Promass O 300

フランジ接続B
E

A

C

固定フランジ EN 1092-1、ASME B16.5、JIS B2220

L

D

A0023178

寸法 L の長さ許容誤差（単位 mm）：
• 呼び口径 ≤ 100 mm：+1.5 / –2.0
• 呼び口径 ≥ 150 mm：±3.5
EN 1092-1 Form B1（DIN 2501）：PN16 準拠のフランジステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）「プロセス接続」のオーダーコード、オプション DED
呼び口径
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

L
[mm]

250

405

355

12 × Ø26

26

260.4

1 774

EN 1092-1 Form B1（DIN 2501）：PN40 準拠のフランジステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）「プロセス接続」のオーダーコード、オプション DFD
呼び口径
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

L
[mm]

250

450

385

12 × Ø33

38

258.8

1 844

EN 1092-1 Form B1（DIN 2501）：PN63 準拠のフランジステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）「プロセス接続」のオーダーコード、オプション DGD
呼び口径
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

L
[mm]

250

470

400

12 × Ø36

46

255.4

1 884

EN 1092-1 Form B1（DIN 2501）：PN100 準拠のフランジステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）「プロセス接続」のオーダーコード、オプション DHD

Endress+Hauser

呼び口径
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

L
[mm]

250

505

430

12 × Ø39

60

248.0

1 948

67

Proline Promass O 300

EN 1092-1 Form B2（DIN 2501）：PN160 準拠のフランジステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）「プロセス接続」のオーダーコード、オプション DAD
呼び口径
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

L
[mm]

80

230

180

8 × Ø26

36

80.9

916

100

265

210

8 × Ø30

40

104.3

1 208

150

355

290

12 × Ø33

50

155.7

1 476

250

515

430

12 × Ø44

68

244.6

1 944

EN 1092-1 Form D（DIN 2512N）：PN160 準拠の溝付きフランジステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）「プロセス接続」のオーダーコード、オプション DCD
呼び口径
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

L
[mm]

80

230

180

8 × Ø26

36

80.9

916

100

265

210

8 × Ø30

40

104.3

1 208

150

355

290

12 × Ø33

50

155.7

1 476

EN 1092-1 Form B2（DIN 2501）：PN250 準拠のフランジステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）「プロセス接続」のオーダーコード、オプション DBD
呼び口径
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

L
[mm]

80

255

200

8 × Ø30

46

77.7

948

100

300

235

8 × Ø33

54

100.3

1 248

150

390

320

12 × Ø36

68

148.3

1 540

250

585

430

12 × Ø48

100

255.0

2 064

EN 1092-1 Form D（DIN 2512N）：PN250 準拠の溝付きフランジステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）「プロセス接続」のオーダーコード、オプション DDD
呼び口径
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

L
[mm]

80

255

200

8 × Ø30

46

77.7

948

100

300

235

8 × Ø33

54

100.3

1 248

150

390

320

12 × Ø36

68

148.3

1 540

ASME B16.5：Class 150 Schedule 40 準拠のフランジステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）「プロセス接続」のオーダーコード、オプション AAD

68

呼び口径
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

L
[mm]

250

405

362

12 × Ø25.4

30.6

254.5

1 831

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

ASME B16.5：Class 300 Schedule 40 準拠のフランジステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）「プロセス接続」のオーダーコード、オプション ABD
呼び口径
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

L
[mm]

250

445

387.4

16 × Ø28.6

48.1

254.5

1 862

ASME B16.5：Class 600 Schedule 40 準拠のフランジステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）「プロセス接続」のオーダーコード、オプション ACD
呼び口径
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

L
[mm]

250

510

431.8

16 × Ø34.9

70.5

254.5

1 945

ASME B16.5：Class 900 Schedule 40 準拠のフランジステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）「プロセス接続」のオーダーコード、オプション ADD
呼び口径
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

L
[mm]

80

240

190.5

8 × Ø25.4

45.1

78.0

962

100

290

235

8 × Ø31.8

51.4

102.4

1 251

150

380

317.5

12 × Ø31.8

62.6

154.1

1 513

250

545

469.9

12 × Ø38.1

76.9

254.5

2 016

ASME B16.5：Class 1500 Schedule 80 準拠のフランジステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）「プロセス接続」のオーダーコード、オプション AFD
呼び口径
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

L
[mm]

80

265

203.2

8 × Ø31.8

54.8

73.7

993

100

310

241.3

8 × Ø35.1

60.8

97.3

1 270

150

395

317.5

12 × Ø38.1

89.6

146.3

1 577

250

585

482.6

12 × Ø50.8

115.0

242.9

2 154

ASME B16.5：Class 900 Schedule 40 準拠の RTJ フランジステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）「プロセス接続」のオーダーコード、オプション AED

Endress+Hauser

呼び口径
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

L
[mm]

80

240

190.5

8 × Ø25.4

46.0

78.0

963

100

290

235

8 × Ø31.8

52.3

102.4

1 252

150

380

317.5

12 × Ø31.8

63.5

154.1

1 515

250

545

469.9

12 × Ø38.1

77.8

254.5

2 018

69

Proline Promass O 300

ASME B16.5：Class 1500 Schedule 80 準拠の RTJ フランジステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）「プロセス接続」のオーダーコード、オプション AGD
呼び口径
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

L
[mm]

80

265

203.2

8 × Ø31.8

55.7

73.7

995

100

310

241.3

8 × Ø35.1

61.7

97.3

1 272

150

395

317.5

12 × Ø38.1

92.1

146.3

1 582

250

585

482.6

12 × Ø50.8

119.1

242.9

2 154

フランジ JIS B2220：10K
ステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）「プロセス接続」のオーダーコード、オプション NDD
呼び口径
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

L
[mm]

250

400

355

12 × Ø25

24

250

1 774

フランジ JIS B2220：20K
ステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）「プロセス接続」のオーダーコード、オプション NED
呼び口径
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

L
[mm]

250

430

380

12 × Ø27

34

250

1 844

アクセサリ
パージ接続/破裂板
DN 8 (!⁄#")...150 (6")
1

DN 250 (10")

1;2

1

45°

1;2

A
L

L

ca. 75 (approx. 2.95)

1

SW 1"
½" NPT½" NPT35 (1.38)

A

2
A0028914

 30
1
2

70

パージ接続用の接続ニップル：「センサオプション」のオーダーコード、オプション CH「パージ接続」
破裂板付き接続ニップル：「センサオプション」のオーダーコード、オプション CA「破裂板」

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

呼び口径

A

L

[mm]

[mm]

[mm]

80

101

560

100

120

684

150

141

880

250

182

380

日除けカバー280 (11.0)

255 (10.0)

134 (5.3)

12 (0.47)

30 (1.18)

48 (1.9)

146 (5.75)

A0029553

 31

単位 mm（in）

分離型ディスプレイと操作モジュール DKX001
78 (3.07)

136 (5.35)
114 (4.49)!103 (4.06)
7.0 (0.27))
47

86 (3.39)

!1

0.
2(

A0028921

 32

単位 mm（in）

外部の WLAN アンテナ
外部の WLAN アンテナは、サニタリアプリケーションでの使用には適していません。

Endress+Hauser

71

Proline Promass O 300

機器に取り付けられた外部の WLAN アンテナ

105 (4.1)

68 (2.7)

173 (6.8)
A0028923

 33

単位 mm（in）

ケーブルで取り付けられた外部の WLAN アンテナ

1500 (59.1)

72 (2.8)

変換器取付位置の送受信状態がよくない場合は、外部の WLAN アンテナを変換器とは離して取り付けることが可能です。

70 (2.8)

A0033597

 34

寸法（US 単位）単位 mm（in）

一体型
A

G
C

I

H

D

K

F

E

B

L

M
A0033786

72

Endress+Hauser

Proline Promass O 300「ハウジング」のオーダーコード、オプション A「アルミニウム、コーティング」
呼び
口径

A 1)

B 1)

C

D

E

F

G 2)

H

I 2)

K

L

M

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

1.52

3)

5.47

1.93

3)

6.93

2.60

3)

8.58

3.90

3)

12.01

3

6.65

4

6.65

6

6.65

10
1)
2)
3)

6.65

2.68
2.68
2.68
2.68

3.98
3.98
3.98
3.98

7.95
10
14.88
21.57

14.29
15.08
15.87
17.56

22.24
25.08
30.75
39.13

7.87
7.87
7.87
7.87

2.32
2.32
2.32
2.32

5.55
5.55
5.55
5.55

使用するケーブルグランドに応じて：値は最大 + 1.18 in
現場表示器なしの場合：値 - 1.18 in
プロセス接続に応じて「ハウジング」のオーダーコード、オプション A「アルミニウム、コーティング」
；Ex d
呼び
口径

A 1)

B

C

D

E

F

G 2)

H

I

K

L

M

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

1.52

3)

5.47

1.93

3)

6.93

2.60

3)

8.58

3.90

3)

12.01

3

7.40

4

7.40

6

7.40

10
1)
2)
3)

7.40

3.35
3.35
3.35
3.35

4.06
4.06
4.06
4.06

7.95
10
14.88
21.57

14.37
15.12
15.94
17.64

22.32
25.12
30.83
39.21

8.54
8.54
8.54
8.54

2.28
2.28
2.28
2.28

6.26
6.26
6.26
6.26

使用するケーブルグランドに応じて：値は最大 + 1.18 in
現場表示器なしの場合：値 - 1.57 in
プロセス接続に応じて「ハウジング」のオーダーコード、オプション L「鋳造、ステンレス」
呼び
口径

A 1)

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

[in]

3

7.32

3.35

3.98

7.95

14.37

22.32

8.54

2.36

6.18

1.52

2)

5.47

1.93

2)

6.93

2.60

2)

8.58

3.90

2)

12.01

4
6
10
1)
2)

Endress+Hauser

7.32
7.32
7.32

3.35
3.35
3.35

3.98
3.98
3.98

10
14.88
21.57

15.08
15.91
17.64

25.08
30.79
39.21

8.54
8.54
8.54

2.36
2.36
2.36

6.18
6.18
6.18

使用するケーブルグランドに応じて：値は最大 + 1.18 in
プロセス接続に応じて73

Proline Promass O 300

フランジ接続B
E

A

C

固定フランジ ASME B16.5

L

D

A0023178

寸法 L の長さ許容誤差（単位 inch）：• 呼び口径 ≤ 4"：+0.06 / –0.08• 呼び口径 ≥ 6"：±0.14
ASME B16.5：Class 150 Schedule 40 準拠のフランジステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）「プロセス接続」のオーダーコード、オプション AAD
呼び口径
[in]

A
[in]

B
[in]

C
[in]

D
[in]

E
[in]

L
[in]

10

15.94

14.25

12 × Ø1.0

1.20

10.02

72.09

ASME B16.5：Class 300 Schedule 40 準拠のフランジステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）「プロセス接続」のオーダーコード、オプション ABD
呼び口径
[in]

A
[in]

B
[in]

C
[in]

D
[in]

E
[in]

L
[in]

10

17.52

15.25

16 × Ø1.13

1.89

10.02

73.31

ASME B16.5：Class 600 Schedule 40 準拠のフランジステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）「プロセス接続」のオーダーコード、オプション ACD
呼び口径
[in]

A
[in]

B
[in]

C
[in]

D
[in]

E
[in]

L
[in]

10

20.08

17.0

16 × Ø1.37

2.78

10.02

76.57

ASME B16.5：Class 900 Schedule 40 準拠のフランジステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）「プロセス接続」のオーダーコード、オプション ADD

74

呼び口径
[in]

A
[in]

B
[in]

C
[in]

D
[in]

E
[in]

L
[in]

3

9.45

7.5

8 × Ø1.0

1.78

3.07

37.87

4

11.42

9.25

8 × Ø1.25

2.02

4.03

49.25

6

14.96

12.5

12 × Ø1.25

2.46

6.07

59.57

10

21.46

18.5

12 × Ø1.50

3.03

10.02

79.37

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

ASME B16.5：Class 1500 Schedule 80 準拠のフランジステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）「プロセス接続」のオーダーコード、オプション AFD
呼び口径
[in]

A
[in]

B
[in]

C
[in]

D
[in]

E
[in]

L
[in]

3

10.43

8

8 × Ø1.0

2.16

2.9

39.09

4

12.20

9.5

8 × Ø1.38

2.39

3.83

50

6

15.55

12.5

12 × Ø1.50

3.53

5.76

62.09

10

23.00

19.0

12 × Ø2.0

4.53

9.56

84.8

ASME B16.5：Class 900 Schedule 40 準拠の RTJ フランジステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）「プロセス接続」のオーダーコード、オプション AED
呼び口径
[in]

A
[in]

B
[in]

C
[in]

D
[in]

E
[in]

L
[in]

3

9.45

7.5

8 × Ø1.0

1.81

3.07

37.91

4

11.42

9.25

8 × Ø1.25

2.06

4.03

49.29

6

14.96

12.5

12 × Ø1.25

2.5

6.07

59.65

10

21.46

18.5

12 × Ø1.50

3.06

10.02

79.45

ASME B16.5：Class 1500 Schedule 80 準拠の RTJ フランジステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）「プロセス接続」のオーダーコード、オプション AGD

Endress+Hauser

呼び口径
[in]

A
[in]

B
[in]

C
[in]

D
[in]

E
[in]

L
[in]

3

10.43

8

8 × Ø1.0

2.19

2.9

39.17

4

12.2

9.5

8 × Ø1.38

2.43

3.83

50.08

6

15.55

12.5

12 × Ø1.50

3.63

5.76

62.28

10

23.03

19

12 × Ø2.0

4.69

9.56

84.8

75

Proline Promass O 300

アクセサリ
パージ接続/破裂板
DN 8 (!⁄#")...150 (6")
1

DN 250 (10")

1;2

1

45°

1;2

A
L

L

ca. 75 (approx. 2.95)

SW 1"½" NPT½" NPT35 (1.38)

A

1

2
A002891412

パージ接続用の接続ニップル：「センサオプション」のオーダーコード、オプション CH「パージ接続」
破裂板付き接続ニップル：「センサオプション」のオーダーコード、オプション CA「破裂板」

呼び口径

A

L

[in]

[in]

[in]

3

3.98

22.05

4

4.72

26.93

6

5.55

34.65

10

7.17

14.96

日除けカバー280 (11.0)
134 (5.3)

12 (0.47)

30 (1.18)

48 (1.9)

146 (5.75)

255 (10.0)

A0029553

 35

76

単位 mm（in）

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

分離型ディスプレイと操作モジュール DKX001
78 (3.07)

136 (5.35)
114 (4.49)!103 (4.06)
7.0 (0.27))
47

86 (3.39)

!1

0.
2(

A0028921

 36

単位 mm（in）

外部の WLAN アンテナ
外部の WLAN アンテナは、サニタリアプリケーションでの使用には適していません。
機器に取り付けられた外部の WLAN アンテナ

105 (4.1)

68 (2.7)

173 (6.8)
A0028923

 37

単位 mm（in）

ケーブルで取り付けられた外部の WLAN アンテナ
変換器取付位置の送受信状態がよくない場合は、外部の WLAN アンテナを変換器とは離して取り付けることが可能です。

Endress+Hauser77

1500 (59.1)

72 (2.8)

Proline Promass O 300

70 (2.8)

A0033597

 38

質量単位 mm（in）

すべての値（梱包材を含まない質量）は、ASME B16.5 Class 900 フランジ付き機器の値です。
「ハウジング」のオーダーコード、オプション A「アルミニウム、コーティング」に準拠する、変換器を含む質量仕様。
変換器バージョンに応じて異なる値：• 危険場所用の変換器バージョン（「ハウジング」のオーダーコード、オプション A「アルミニウム、コーティング」、Ex d）：+2 kg (+4.4 lbs)
• 鋳造変換器バージョン、ステンレス（「ハウジング」のオーダーコード、オプション L「鋳造、ステンレス」）：+6 kg (+13 lbs)
質量（SI 単位）
呼び口径
[mm]

質量 [kg]

80

75

100

141

150

246

250

572

呼び口径
[in]

質量 [lbs]

3

165

4

311

6

542

10

1 261

質量（US 単位）材質

変換器ハウジング「ハウジング」のオーダーコード：• オプション A「アルミニウム、コーティング」：アルミニウム、AlSi10Mg、コーティング• オプション L「鋳造、ステンレス」：鋳造、ステンレス 1.4409（CF3M）、SUS 316L 相当
ウィンドウ材質「ハウジング」のオーダーコード：• オプション A「アルミニウム、コーティング」：ガラス• オプション L「鋳造、ステンレス」：ガラス

78

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

電線管接続口/ケーブルグランド

1

2
3
4
A0028352

 39
1
2
3
4

可能な電線管接続口/ケーブルグランド

雌ねじ M20 × 1.5
ケーブルグランド M20 × 1.5
電線管接続口用アダプタ（雌ねじ G ½" または NPT ½"）
機器プラグ「ハウジング」のオーダーコード、オプション A「アルミニウム、コーティング」
各種の電線管接続口は危険場所および非危険場所用に適しています。
電線管接続口/ケーブルグランド

材質
非防爆：プラスチック

コンプレッションフィッティング M20 × 1.5

Z2、D2、Ex d/de：真ちゅうおよびプラス
チック

電線管接続口用アダプタ（雌ねじ G ½"）

ニッケルメッキ真ちゅう

電線管接続口用アダプタ（雌ねじ NPT ½"）「ハウジング」のオーダーコード、オプション L「鋳造、ステンレス」
各種の電線管接続口は危険場所および非危険場所用に適しています。
電線管接続口/ケーブルグランド

材質

ケーブルグランド M20 × 1.5

ステンレス 1.4404（SUS 316L 相当）

電線管接続口用アダプタ（雌ねじ G ½"）
電線管接続口用アダプタ（雌ねじ NPT ½"）

機器プラグ
電気接続

材質

プラグ M12x1• ソケット：ステンレス 1.4404（SUS 316L 相当）• コンタクトハウジング：ポリアミド• コンタクト：金メッキ真ちゅう

センサハウジング• 耐酸、耐アルカリの表面• ステンレス 1.4404（SUS 316L 相当）
計測チューブステンレス 1.4410/UNS S32750 25Cr 二相（スーパー二相）

Endress+Hauser

79

Proline Promass O 300

プロセス接続ステンレス 1.4410/F53 25Cr 二相（スーパー二相）
シール
溶接されているプロセス接続は内部シール材不使用
アクセサリ
保護カバー
ステンレス 1.4404（SUS 316L 相当）
外部の WLAN アンテナ
• アンテナ：ASA プラスチック（アクリロニトリル-スチレン-アクリル酸エステル）およびニッ
ケルメッキ真ちゅう• アダプタ：ステンレスおよびニッケルメッキ真ちゅう• ケーブル：ポリエチレン• プラグ：ニッケルメッキ真ちゅう• アングルブラケット：ステンレス
プロセス接続

固定フランジ接続：• EN 1092-1（DIN 2512N）フランジ• ASME B16.5 フランジ
• JIS B2220 フランジ
プロセス接続の材質 →  80

表面粗さ

80

すべて接液部のデータです。以下の表面粗さカテゴリを注文できます。
研磨なし

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

操作性
操作コンセプト

ユーザー固有の作業に最適な、オペレータに配慮したメニュー構造
• 設定
• 操作
• 診断
• エキスパートレベル
迅速かつ安全な設定• アプリケーション用ガイドメニュー（「Make-it-run」ウィザード）• 個別のパラメータ機能に関する簡単な説明付きのメニューガイダンス• Web サーバー
• 携帯型ハンドヘルドターミナル、タブレット端末またはスマートフォンを介した機器へのWLAN アクセス
信頼性の高い操作• 現地の言語による操作• 機器および操作ツールには、統一された操作指針が適用されます。
• 電子モジュールを交換する場合は、プロセスデータ、機器データ、イベントログブックが保存されている内蔵メモリ（HistoROM バックアップ）を介して、機器設定を転送します。再設定する必要はありません。
診断動作の効率化により測定の安定性が向上• 機器および操作ツールを使用して、トラブルシューティング機能を呼び出すことができます。
• 各種のシミュレーションオプション、発生したイベントのログブック、オプションのラインレ
コーダ機能

言語

以下の言語で操作できます。
• 現場操作を経由
英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語、ポーラ
ンド語、ロシア語、トルコ語、中国語、日本語、韓国語、ベトナム語、チェコ語、スウェーデン語• ウェブブラウザを経由
英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語、ポーラ
ンド語、ロシア語、トルコ語、中国語、日本語、ベトナム語、チェコ語、スウェーデン語•「FieldCare」、「DeviceCare」操作ツールを経由：英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、
イタリア語、中国語、日本語

現場操作

表示モジュール経由
機器：•「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション F「4 行表示、バックライト、グラフィ
ック表示；タッチコントロール」•「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション G「4 行表示、バックライト、グラフィ
ック表示；タッチコントロール + WLAN」
WLAN インターフェイスに関する情報 →  89

A0026785

 40

タッチコントロールによる操作

表示部• 4 行表示、バックライト、グラフィック表示• 白色バックライト；機器エラー発生時は赤に変化• 測定変数およびステータス変数の表示形式は個別に設定可能• 表示部の許容周囲温度：–20～+60 °C (–4～+140 °F)
温度が許容温度範囲外の場合、表示部の視認性が悪化する可能性があります。

Endress+Hauser

81

Proline Promass O 300

操作部• ハウジングを開けずにタッチコントロール（3 つの光学式キー）による外部操作：、、
• 危険場所の各種区域でも操作部にアクセス可能
分離型ディスプレイと操作モジュール DKX001 を使用
分離ディスプレイと操作モジュール DKX001 がオプションとして用意されています→  100。
• 分離ディスプレイと操作モジュール DKX001 を機器と同時に注文する場合、機器は必ずダミーカバー付きで納入されます。この場合は、変換器での表示または操作はできません。
• 後から注文した場合、分離ディスプレイと操作モジュール DKX001 は、既存の機器表示モジュールと同時に接続することはできません。1 つの表示部または操作部しか同時に変換器に接続できません。

A0026786

 41

分離型ディスプレイと操作モジュール DKX001 を介した操作

表示部および操作部
表示部と操作部は、表示モジュールの表示部および操作部と同じです →  81。
ハウジング材質：
ディスプレイと操作モジュール DKX001 のハウジング材質は、変換器ハウジング材質の選択に応じて異なります。
変換器ハウジング「ハウジング」のオーダーコード

リモートディスプレイと操作モジュール
材質

材質

オプション A「アルミダイカスト、 AlSi10Mg、塗装
塗装」

AlSi10Mg、塗装

オプション L「鋳造、ステンレス」 鋳造ステンレス
1.4409（CF3M）、SUS
316L 相当

1.4409（CF3M）

電線管接続口変換器ハウジングの選択、「電気接続」のオーダーコードに対応します。
接続ケーブル→  49寸法→  71
リモート操作HART プロトコル経由
この通信インターフェイスは HART 出力対応の機器バージョンに装備されています。

82

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

8
4

1

2

7

3

5

6
A0028747

 42
1
2
3

4
5
6
7
8

HART プロトコル経由のリモート操作用オプション（アクティブ）

制御システム（例：PLC）
Field Communicator 475
内蔵された機器 Web サーバーにアクセスするためのウェブブラウザ（例：Internet Explorer）、または操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare、AMS Device Manager、SIMATIC PDM）と COM DTM「CDI
Communication TCP/IP」を搭載したコンピュータ
Commubox FXA195（USB）
Field Xpert SFX350 または SFX370
Field Xpert SMT70
VIATOR Bluetooth モデム、接続ケーブル付き
変換器

10
3

2

1

6

4

9

5

7

8
A0028746

 43
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

HART プロトコル経由のリモート操作用オプション（パッシブ）制御システム（例：PLC）
変換器電源ユニット、例：RN221N（通信用抵抗器付き）
Commubox FXA195 および Field Communicator 475 用の接続部
Field Communicator 475
内蔵された機器 Web サーバーにアクセスするためのウェブブラウザ（例：Internet Explorer）、または操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare、AMS Device Manager、SIMATIC PDM）を COM DTM「CDI
Communication TCP/IP」を搭載したコンピュータ
Commubox FXA195（USB）
Field Xpert SFX350 または SFX370
Field Xpert SMT70
VIATOR Bluetooth モデム、接続ケーブル付き
変換器

FOUNDATION フィールドバスネットワーク経由
この通信インターフェイスは FOUNDATION フィールドバス対応の機器バージョンに装備されています。

Endress+Hauser

83Proline Promass O 300

1

1

2

3
4
5
6

7

8

9

6

7

8

9
A0028837

 44
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FOUNDATION フィールドバスネットワークを介したリモート操作用のオプション

オートメーションシステム
FOUNDATION フィールドバスネットワークカード付きコンピュータ
産業ネットワーク
高速 Ethernet FF-HSE ネットワーク
セグメントカプラー FF-HSE/FF-H1
FOUNDATION フィールドバス FF-H1 ネットワーク
FF-H1 ネットワーク用電源
T ボックス機器

PROFIBUS DP ネットワーク経由
この通信インターフェイスは PROFIBUS DP 対応の機器バージョンに装備されています。
1

2

3

4

4

4
A0020903

 45
1
2
3
4

PROFIBUS DP ネットワークを介したリモート操作用のオプション

オートメーションシステム
PROFIBUS ネットワークカード付きコンピュータ
PROFIBUS DP ネットワーク
機器

PROFIBUS PA ネットワーク経由
この通信インターフェイスは PROFIBUS PA 対応の機器バージョンに装備されています。

84

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

1

2

3
4
5

6

7
A0028838

 46
1
2
3
4
5
6
7

PROFIBUS PA ネットワークを介したリモート操作用のオプション

オートメーションシステム
PROFIBUS ネットワークカード付きコンピュータ
PROFIBUS DP ネットワーク
PROFIBUS DP/PA セグメントカプラー
PROFIBUS PA ネットワーク
T ボックス
機器

Modbus RS485 プロトコル経由
この通信インターフェイスは Modbus-RS485 出力対応の機器バージョンに装備されています。

3

1

2
A0029437

 47
1
2

3

Modbus-RS485 プロトコル経由のリモート操作用オプション（アクティブ）

制御システム（例：PLC）
内蔵された機器 Web サーバーにアクセスするためのウェブブラウザ（例：Internet Explorer）、または操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare）と COM DTM「CDI Communication TCP/IP」または Modbus
DTM を搭載したコンピュータ
変換器

EtherNet/IP ネットワーク経由
この通信インターフェイスは EtherNet/IP 対応の機器バージョンに装備されています。

Endress+Hauser

85

Proline Promass O 300

スター型トポロジー
1

2

3

4

5

5

5

A0032078

 48
1
2
3

4
5

EtherNet/IP ネットワーク経由のリモート操作用オプション：スター型トポロジー

オートメーションシステム、例：「RSLogix」（Rockwell Automation）
機器操作用ワークステーション：「RSLogix 5000」（Rockwell Automation）用のカスタムアドオンプロフ
ァイルまたはエレクトロニックデータシート（EDS）付き
内蔵された Web サーバーにアクセスするためのウェブブラウザ（例：Internet Explorer）、または操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare）と COM DTM「CDI Communication TCP/IP」を搭載したコンピュータ
標準 Ethernet スイッチ、例：Scalance X204（Siemens）
機器

リング型トポロジー
機器は信号伝送（出力 1）用の端子接続およびサービスインターフェイス（CDI-RJ45）を介して統合されます。
1

2

3

4

5

5

5
A0033725

 49
1
2
3

4
5

86

EtherNet/IP ネットワーク経由のリモート操作用オプション：リング型トポロジー

オートメーションシステム、例：「RSLogix」（Rockwell Automation）
機器操作用ワークステーション：「RSLogix 5000」（Rockwell Automation）用のカスタムアドオンプロフ
ァイルまたはエレクトロニックデータシート（EDS）付き
内蔵された Web サーバーにアクセスするためのウェブブラウザ（例：Internet Explorer）、または操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare）と COM DTM「CDI Communication TCP/IP」を搭載したコンピュータ
標準 Ethernet スイッチ、例：Scalance X204（Siemens）
機器

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

PROFINET ネットワーク経由
この通信インターフェイスは PROFINET 対応の機器バージョンに装備されています。
スター型トポロジー
1

3

4

2

4

4
A0026545

 50
1
2

3
4

PROFINET ネットワーク経由のリモート操作用オプション：スター型トポロジー

オートメーションシステム、例：Simatic S7（Siemens）
内蔵された Web サーバーにアクセスするためのウェブブラウザ（例：Internet Explorer）、または操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare、SIMATIC PDM）と COM DTM「CDI Communication TCP/IP」を搭載したコンピュータ
標準 Ethernet スイッチ、例：Scalance X204（Siemens）
機器

リング型トポロジー
機器は信号伝送（出力 1）用の端子接続およびサービスインターフェイス（CDI-RJ45）を介して統合されます。
1

2

3

4

4

4
A0033719

 51
1
2

3
4

Endress+Hauser

PROFINET ネットワーク経由のリモート操作用オプション：リング型トポロジー

オートメーションシステム、例：Simatic S7（Siemens）
内蔵された Web サーバーにアクセスするためのウェブブラウザ（例：Internet Explorer）、または操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare、SIMATIC PDM）と COM DTM「CDI Communication TCP/IP」を搭載したコンピュータ
標準 Ethernet スイッチ、例：Scalance X204（Siemens）
機器

87

Proline Promass O 300

APL ネットワーク経由
1

2

3

4
5

6

6

6
A0046117

 52
1
2
3

4
5
6

サービスインターフェイス

APL ネットワーク経由のリモート操作用オプション

オートメーションシステム、例：Simatic S7（Siemens）
Ethernet スイッチ、例：Scalance X204（Siemens）
内蔵された Web サーバーにアクセスするためのウェブブラウザ（例：Internet Explorer）、または操作ツール（例：FieldCare または DeviceCare、PROFINET COM DTM または FDI パッケージの SIMATIC PDMを使用）を搭載したコンピュータ
APL 電源スイッチ（オプション）
APL フィールドスイッチ
機器

サービスインターフェイス（CDI-RJ45）経由
現場の機器設定を使用してポイントツーポイント接続を確立することが可能です。ハウジングを開いた状態で、機器のサービスインターフェイス（CDI-RJ45）を介して直接接続が確立されます。
RJ45 から M12 プラグへのアダプタがオプションで用意されています。
「アクセサリ」のオーダーコード、オプション NB：「アダプタ RJ45 M12（サービスインターフェイス）」
アダプタにより、サービスインターフェイス（CDI-RJ45）と電線管接続口に付いている M12
プラグが接続されます。機器を開けることなく、M12 プラグを介してサービスインターフ
ェイスとの接続を確立することが可能です。

88

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

1
3

2

A0027563

 53
1

2
3

サービスインターフェイス（CDI-RJ45）経由の接続

内蔵 Web サーバーにアクセスするためのウェブブラウザ（例：Microsoft Internet Explorer、Microsoft
Edge）もしくは COM DTM「CDI Communication TCP/IP」または Modbus DTM を使用した操作ツール「FieldCare」、「DeviceCare」を搭載したコンピュータ
RJ45 プラグの付いた標準 Ethernet 接続ケーブル内蔵された Web サーバーへアクセス可能な機器のサービスインターフェイス（CDI-RJ45）

WLAN インターフェイス経由
以下の機器バージョンでは、オプションの WLAN インターフェイスが使用できます。
「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション G「4 行表示、バックライト；タッチコン
トロール + WLAN」
3

1

4

5

2

6

3

4

7
A0034570

1
2
3
4
5

6

7

Endress+Hauser

内蔵の WLAN アンテナ付き変換器
外部の WLAN アンテナ付き変換器
LED 点灯：機器の WLAN 受信が可能
LED 点滅：操作部と機器の WLAN 接続が確立
機器の内蔵 Web サーバーまたは操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare）にアクセスするための WLAN
インターフェイスおよびウェブブラウザ（例：Microsoft Internet Explorer、Microsoft Edge）搭載のコ
ンピュータ
機器の内蔵 Web サーバーまたは操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare）にアクセスするための WLAN
インターフェイスおよびウェブブラウザ（例：Microsoft Internet Explorer、Microsoft Edge）搭載の携
帯型ハンドヘルドターミナル
スマートフォンまたはタブレット端末（例：Field Xpert SMT70）

機能WLAN：IEEE 802.11 b/g（2.4 GHz）
• DHCP サーバーとのアクセスポイント（工場設定）• ネットワーク

暗号化

WPA2-PSK AES-128（IEEE 802.11i に準拠）

設定可能な WLAN チャンネル

1～11

保護等級

IP67

89

Proline Promass O 300

使用可能なアンテナ• 内部アンテナ• 外部アンテナ（オプション）
設置場所の送受信状態が悪い場合アクセサリとして入手可能です 。

 いかなる場合でも、アクティブになるアンテナは 1 つのみです。
レンジ• 内部アンテナ：標準 10 m (32 ft)• 外部アンテナ：標準 50 m (164 ft)

材質（外部アンテナ）• アンテナ：ASA プラスチック（アクリロニトリル-スチレン-アクリル酸エステル）およびニッケルメッキ真ちゅう• アダプタ：ステンレスおよびニッケルメッキ真ちゅう• ケーブル：ポリエチレン• プラグ：ニッケルメッキ真ちゅう• アングルブラケット：ステンレス

ネットワーク統合

ネットワーク統合は、HART 通信プロトコルでのみ可能。
オプションの「OPC-UA サーバー」アプリケーションパッケージを使用すると、サービスインターフェイス（CDI-RJ45 および WLAN）を介して機器を Ethernet ネットワークに統合し、OPC-UA
クライアントと通信することができます。このように機器を使用する場合は、IT セキュリティを考慮する必要があります。
Ex de 認証付き変換器はサービスインターフェイス（CDI-RJ45）を介して接続することができません。
「認証変換器 + センサ」のオーダーコード、オプション（Ex de）：
BA、BB、C1、C2、GA、GB、MA、MB、NA、NB
機器データへの常時アクセス、および Web サーバー経由での機器設定のため、機器はサービス
インターフェイス（CDI-RJ45）を介して直接ネットワークに組み込まれます。このようにして、機器は制御ステーションからいつでもアクセスすることができます。オートメーションシステ
ムにより、測定値は入力および出力を介して別個に処理されます。
1

2

5

3

5

4

5

6
7
8
A0033618

1
2
3
4
5
6
7
8

オートメーションシステム、例：Simatic S7（Siemens）
Ethernet スイッチ
エッジゲートウェイ
クラウド
機器
Ethernet ネットワーク
入力および出力を介した測定値
WLAN インターフェイス（オプション）

以下の機器バージョンでは、オプションの WLAN インターフェイスが使用できます。
「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション G「4 行表示、バックライト、グラ
フィック表示；タッチコントロール + WLAN」
OPC-UA サーバーアプリケーションパッケージの個別説明書 →  104.

90

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

サポートされる操作ツール

現場または遠隔で機器にアクセスするために、各種の操作ツールを使用できます。使用する操作ツールに応じて、さまざまな操作部を使用し、多様なインターフェイスを介してアクセスすることが可能です。
サポートされる操作ツール

操作部

インターフェイス

追加情報

ウェブブラウザ

ウェブブラウザ搭載のノートパソコン、PC、またはタブレット端末• CDI-RJ45 サービスイ
ンターフェイス• WLAN インターフェイス• Ethernet ベースのフィールドバス（EtherNet/IP、
PROFINET）

機器の個別説明書→  104

DeviceCare SFE100

Microsoft Windows システム搭載のノートパ
ソコン、PC、またはタ
ブレット端末• CDI-RJ45 サービスイ
ンターフェイス• WLAN インターフェイス• フィールドバスプロ
トコル→  102

FieldCare SFE500

Microsoft Windows システム搭載のノートパ
ソコン、PC、またはタ
ブレット端末• CDI-RJ45 サービスイ
ンターフェイス• WLAN インターフェイス• フィールドバスプロ
トコル→  102

Field Xpert

SMT70/77/50• すべてのフィールド
バスプロトコル• WLAN インターフェイス• Bluetooth• CDI-RJ45 サービスイ
ンターフェイス

取扱説明書 BA01202S

WLAN→  102

SmartBlue アプリ

iOS または Android 搭
載のスマートフォンまたはタブレット端末

DD ファイル：
ハンドヘルドターミナルの更新機能の使用DTM/iDTM または DD/EDD などのデバイスドライバを備えた、FDT 技術に基づく他の操作ツールを使用して機器を操作できます。これらの操作ツールは、各メーカーから入手可能です。特に、以下の操作ツールへの統合がサポートされます。
• Rockwell Automation 製 FactoryTalk AssetCentre（FTAC）→
www.rockwellautomation.com• Siemens 製 Process Device Manager（PDM）→ www.siemens.com• Emerson 製 Asset Management Solutions（AMS）→ www.emersonprocess.com• Emerson 製 FieldCommunicator 375/475 → www.emersonprocess.com• Honeywell 製 Field Device Manager（FDM）→ www.process.honeywell.com• Yokogawa 製 FieldMate → www.yokogawa.com• PACTWare → www.pactware.com
関連する DD ファイルは次から入手可能：www.endress.com → ダウンロード
Web サーバー
内蔵された Web サーバーにより、本機器はウェブブラウザとサービスインターフェイス（CDIRJ45）を使用して操作および設定を行うことが可能です。 または WLAN インターフェイス経由。
操作メニューの構造は現場表示器と同じです。測定値に加え、機器ステータス情報も表示される
ため、ユーザーは機器のステータスを監視できます。また、機器データの管理およびネットワー
クパラメータの設定が可能です。
WLAN 接続の場合は WLAN インターフェイス（オプションとして注文可能）付きの機器が必要：「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション G「4 行表示、バックライト；タッチコン
トロール + WLAN」。機器はアクセスポイントとして機能し、コンピュータまたは携帯型ハンド
ヘルドターミナルによる通信を可能にします。

Endress+Hauser

91

Proline Promass O 300

サポートされる機能
操作部（たとえば、ノートパソコンなど）と機器間のデータ交換：• 機器から設定のアップロード（XML 形式、設定のバックアップ）• 機器への設定の保存（XML 形式、設定の復元）• イベントリストのエクスポート（.csv ファイル）• パラメータ設定のエクスポート（.csv ファイルまたは PDF ファイル、測定点設定の記録）• Heartbeat 検証ログのエクスポート（PDF ファイル、「Heartbeat 検証」アプリケーションパッ
ケージの場合のみ使用可能）• たとえば、機器ファームウェアアップグレードのためのファームウェアバージョンの更新• システム統合用のドライバダウンロード• 保存された測定値の表示（最大 1000 個）（拡張 HistoROM アプリケーションパッケージの場合のみ使用可能 →  98）
Web サーバーの個別説明書 →  104

HistoROM データ管理

機器には HistoROM データ管理機能があります。HistoROM データ管理には、重要な機器データ
およびプロセスデータの保存とインポート/エクスポートの両方の機能があり、操作やサービス
作業の信頼性、安全性、効率が大幅に向上します。
機器の納入時には、設定データの工場設定は機器メモリにバックアップとして保存されています。このメモリは、たとえば、設定後に最新のデータ記録を使用して上書きできます。
データの保存コンセプトに関する追加情報

各種タイプのデータ記憶装置があり、これに機器データを保存して、機器が使用できます。
HistoROM バックアップ

T-DAT

S-DAT

使用可能な
データ

• イベントログ（例：診断イベント）• パラメータデータ記録バックアップ• 機器ファームウェアパッケージ• Web サーバー経由でエクスポートするためのシステム
統合用ドライバ。例：• GSD、PROFIBUS DP 用
• GSD、PROFIBUS PA 用
• GSDML、PROFINET 用• EDS、EtherNet/IP 用• DD、FOUNDATION フィールドバス用• 測定値記録（「拡張 HistoROM」注文
オプション）• 現在のパラメータデータ記録（実行時にファームウェアが使用）• 最大値表示（最小値/最大値）• 積算計の値• センサデータ：呼び口径など• シリアル番号• 校正データ• 機器設定（例：SW オプシ
ョン、固定 I/O またはマルチ I/O）

保存場所

端子部のユーザーインターフェイスボードに固定

端子部のユーザーインターフェイスボードに取付け可能

変換器ネック部分のセンサ
プラグ内

データバックアップ
自動• 最も重要な機器データ（センサおよび変換器）は自動的に DAT モジュールに保存されます。
• 変換器または機器を交換した場合：以前の機器データが保存された T-DAT を交換した場合、新しい機器はエラーなしで再び直ちに操作できる状態になります。
• センサを交換した場合：センサを交換した場合、新しいセンサデータが S-DAT から機器に伝送され、機器はエラーなしで再び直ちに操作できる状態になります。
• 電子モジュール（例：I/O 電子モジュール）を交換した場合：電子モジュールを交換すると、モジュールのソフトウェアと現在の機器ファームウェアが比較されます。必要に応じて、モジュールソフトウェアはアップデートまたはダウングレードされます。その後、電子モジュール
は直ちに使用することが可能であり、互換性の問題は発生しません。
マニュアル
以下のための、統合された機器メモリ HistoROM バックアップの追加のパラメータデータ記録（パラメータ設定一式）：• データバックアップ機能
機器メモリ HistoROM バックアップの機器設定のバックアップおよびその後の復元• データ比較機能
現在の機器設定と機器メモリ HistoROM バックアップに保存された機器設定の比較

92

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

データ伝送
手動
• 特定の操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare、または Web サーバー）のエクスポート機能を使用して機器設定を別の機器に伝送：設定の複製またはアーカイブに保存するため（例：バックアップ目的）• Web サーバーを介したシステム統合用ドライバの伝送。例：• GSD、PROFIBUS DP 用
• GSD、PROFIBUS PA 用
• GSDML、PROFINET 用• EDS、EtherNet/IP 用• DD、FOUNDATION フィールドバス用
イベントリスト自動• イベントリストのイベントメッセージ（最大 20 件）の時系列表示• 拡張 HistoROM アプリケーションパッケージ（注文オプション）が有効な場合：最大 100 件のイベントメッセージがタイムスタンプ、プレーンテキスト説明、対処法とともにイベントリス
トに表示されます。
• イベントリストは各種のインターフェイスや操作ツール（例：DeviceCare、FieldCare、またはWeb サーバー）を介してエクスポートして表示することが可能です。
データのログマニュアル
拡張 HistoROM アプリケーションパッケージ（注文オプション）が有効な場合：• 1 ～ 4 チャンネルを介して最大 1 000 個の測定値を記録• ユーザー設定可能な記録間隔• 4 つあるメモリチャンネルのそれぞれで最大 250 個の測定値を記録• 各種のインターフェイスや操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare、または Web サーバー）を介して測定値ログのエクスポート

認証と認定製品に適用できる最新の認証と認定は、www.endress.com の製品コンフィギュレータで選択できます。

CE マーク1.

フィルタおよび検索フィールドを使用して製品を選択します。

2.

製品ページを開きます。

3.

機器仕様選定を選択します。

本機器は適用される EU 指令の法的必要条件を満たしています。これらの要求事項は、適用される規格とともに EU 適合宣言に明記されています。
Endress+Hauser は本製品が試験に合格したことを、CE マークの添付により保証いたします。

UKCA マーク

本機器は、適用される UK 規制（英国規則）の法的要件を満たします。これは UKCA 適合宣言において指定規格とともに記載されています。UKCA マークの注文オプションが選択されている場
合、Endress+Hauser は機器に UKCA マークを貼付することにより、本機器が評価と試験に合格したことを保証します。
連絡先 Endress+Hauser 英国：
Endress+Hauser Ltd.
Floats Road
Manchester M23 9NF
英国
www.uk.endress.com

RCM マーク

本計測システムは、「Australian Communications and Media Authority（ACMA）」の EMC 要件を満たします。

防爆認定

本機器は防爆認定機器であり、関連する安全注意事項は別冊の「安全注意事項（英文）」（XA）資料に掲載されています。この資料の参照先は、型式銘板に明記されています。

Endress+Hauser

93

Proline Promass O 300「認証；変換器 + センサ」のオーダーコード、オプション BA、BB、BC または BD の機器は、機器保護レベル（EPL）Ga/Gb（計測チューブ内は Zone 0）となります。
関連するすべての防爆データが掲載された別冊の防爆資料（XA）については、最寄りの弊
社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。
ATEX/IECEx
現在、次のバージョンが防爆区域用に用意されています。
Ex db eb
カテゴリ

防爆構造等の記号

II1/2G

Ex db eb ia IIC T6…T1 Ga/Gb
Ex db eb ia IIB T6…T1 Ga/Gb

II2G

Ex db eb ia IIC T6…T1 Gb
Ex db eb ia IIB T6…T1 Gb

カテゴリ

防爆構造等の記号

II1/2G

Ex db ia IIC T6…T1 Ga/Gb
Ex db ia IIB T6…T1 Ga/Gb

II2G

Ex db ia IIC T6…T1 Gb
Ex db ia IIB T6…T1 Gb

カテゴリ

防爆構造等の記号

II3G

Ex ec IIC T5…T1 Gc

カテゴリ

防爆構造等の記号

II2D

Ex tb IIIC T** °C Db

Ex db

Ex ec

Ex tb

CCSAUS

現在、次のバージョンが防爆区域用に用意されています。
IS（Ex i）および XP（Ex d）• Class I/II/III Division 1 Groups A-G• Class I/II/III Division 1 Groups C-G
NI (Ex ec)
Class I Division 2 Groups A - D
Ex db eb
• Class I, Zone 1 AEx/ Ex db eb ia IIC T6…T1 Ga/Gb
Class I, Zone 1 AEx/ Ex db eb ia IIB T6…T1 Ga/Gb• Class I, Zone 1 AEx/Ex db eb ia IIC T6…T1 Gb
Class I, Zone 1 AEx/Ex db eb ia IIB T6…T1 Gb
Ex db• Class I, Zone 1 AEx/ Ex db ia IIC T6…T1 Ga/Gb
Class I, Zone 1 AEx/ Ex db ia IIB T6…T1 Ga/Gb• Class I, Zone 1 AEx/ Ex db ia IIC T6…T1 Gb
Class I, Zone 1 AEx/ Ex db ia IIB T6…T1 Gb
Ex ec
Class I, Zone 2 AEx/ Ex ec IIC T5...T1 Gc
Ex tb
Zone 21 AEx/ Ex tb IIIC T** ℃ Db

94

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

機能安全性

本機器は、SIL 2（シングルチャンネル構造；「追加認証」のオーダーコード、オプション LA）および SIL 3（一様な冗長性のあるマルチチャンネル構造）レベルまでの流量監視システム（最小、最大、レンジ）に使用することが可能で、IEC 61508 に準拠して独自に評価および認証が行われています。
安全機器において以下の監視が可能です。
• 質量流量• 体積流量• 密度
SIL 機器に関する情報を含む機能安全マニュアル（英文）→  103

HART 認定

HART インターフェイス
この機器は、FieldComm Group の認定と登録を受けています。したがって、以下のすべての仕様
要件を満たします。
• HART 7 の認証を取得• この機器は、認証を取得した他メーカの機器と組み合わせて動作させることもできます（相互運用性）

FOUNDATION フィールドバ
ス認証

FOUNDATION フィールドバスインターフェイス

認定 PROFIBUS 適合

PROFIBUS インターフェイス

この機器は、FieldComm Group の認定と登録を受けています。したがって、以下のすべての仕様
要件を満たします。
• FOUNDATION フィールドバス H1 に準拠した認証• 相互運用性試験キット（ITK）、バージョン 6.2.0（証明書はお問い合わせください）• 物理層適合性試験• この機器は、認証を取得した他メーカの機器と組み合わせて動作させることもできます（相互運用性）

本機器は、PNO（PROFIBUS Nutzerorganisation e.V./PROFIBUS User Organization）の認定と登録を受けています。計測システムは、以下のすべての仕様要件を満たしています。
• PA Profile 3.02 認証取得
• 本機器は、認証を取得した他メーカーの機器と組み合わせて動作させることもできます（相互運用性）。
EtherNet/IP 認定

本機器は、ODVA（Open Device Vendor Association）の認定を取得し、登録されています。したがって、以下のすべての仕様要件を満たします。
• ODVA 適合性試験に準拠した認定を取得• EtherNet/IP 性能試験
• EtherNet/IP PlugFest 適合性• この機器は、認証を取得した他メーカの機器と組み合わせて動作させることもできます（相互運用性）

PROFINET 認定

PROFINET インターフェイス
本機器は、PNO（PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. / PROFIBUS ユーザー組織）の認定と登録を受けています。計測システムは、以下のすべての仕様要件を満たしています。
• 認定：• PROFINET 機器の試験仕様• PROFINET セキュリティレベル 2– Netload Class 2 0 Mbps
• 本機器は、認証を取得した他メーカーの機器と組み合わせて動作させることもできます（相互運用性）。
• 本機器は PROFINET 冗長システム（S2）をサポートします。

Endress+Hauser

95

Proline Promass O 300

PROFINET（Ethernet-APL 対応）認定

PROFINET インターフェイス

欧州圧力機器指令

本機器のご注文時に、PED または UKCA 認定の有無を選択できます。PED または UKCA 認定の取得機器が必要な場合は、注文書に明記する必要があります。UKCA の代わりに UK 防爆認定を選択してください。

本機器は、PNO（PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. / PROFIBUS ユーザー組織）の認定と登録を受けています。計測システムは、以下のすべての仕様要件を満たしています。
• 認定：• PROFINET 機器の試験仕様• PROFINET PA Profile 4• PROFINET セキュリティレベル 2– Netload Class 2 0 Mbps
• APL 適合性試験• 本機器は、認証を取得した他メーカーの機器と組み合わせて動作させることもできます（相互運用性）。
• 本機器は PROFINET 冗長システム（S2）をサポートします。

• マーク：a）PED/G1/x（x = カテゴリ）または
b）UK/G1/x（x = カテゴリ）
がセンサ銘板に記載されている場合、Endress+Hauser は以下に規定される「必須安全要求事項」の遵守を保証します。
a）欧州圧力機器指令 2014/68/EU の付属書 I またはb）英国規則 2016 No. 1105 の表 2
• このマーク（PED または UKCA）が貼付された機器は、以下の測定物タイプに適合します。
• 蒸気圧が 0.05 MPa (7.3 psi) より大きい、または以下であるグループ 1 および 2 の測定物：• 不安定な気体• このマーク（PED または UKCA）が貼付されていない機器は、適正なエンジニアリング手法に基づいて設計および製造されており、以下の要件を満たします。
a）欧州圧力機器指令 2014/68/EU の第 4 条 3 項またはb）英国規則 2016 No. 1105 の第 8 項、パート 1
以下に適用範囲が示されています。
a）欧州圧力機器指令 2014/68/EU の付属書 II の図表 6～9 またはb）英国規則 2016 No. 1105 の第 2 項、表 3
無線認証

本機器は無線認証を取得しています。
無線認証の詳細については、個別説明書を参照してください。→  104

計測機器認定本機器は欧州測定機器指令 2014/32/EU（MID）に準拠し、法的な計測管理サービス業務のためのガスメーター（MI-002）または計測システムのコンポーネント（MI-005）として認定を取得
しています（オプション）。
本機器は OIML R117 または OIML R137 OIML R117 に適合し、OIML 適合証明書を取得しています（オプション）。

その他の認定CRN 認定一部の機器バージョンは CRN 認定を取得しています。CRN 認定機器の場合は、CSA 認定を受けた CRN 認定プロセス接続部を注文する必要があります。
試験および証明書• EN10204-3.1 材料証明、接液部およびセンサハウジング• 圧力試験、内部プロセス、検査証明書• PMI 試験（XRF）、内部手順、接液部、試験報告書• 注文および EN10204-2.2 試験報告に準拠した EN10204-2.1 適合証明

96

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

溶接接続の試験
オプション

テスト基準

コンポーネントISO 23277 AL2x（PT）
ASME
ASME
ISO 10675-1 AL1（RT、DR） B31.3 VIII Div.1
NFS Appx. 4+8
KF

x

KK

x

KP

x

KR
K1
K2
K3
K4

NORSOK
M -601xxxxx

計測チューブ

プロセス接続

PT

RT

PT

RT

PT

RT

VT、PT

VT、RT

PT

DR

PT

DR

PT

DR

VT、PT

VT、DR

PT = 浸透探傷検査、RT = 放射線検査、VT = 目視検査、DR = デジタル X 線撮影法
すべてのオプションは試験報告書付き

その他の基準およびガイドラ
インEndress+Hauser• EN 60529
ハウジング保護等級（IP コード）• IEC/EN 60068-2-6
環境影響：試験手順 - 試験 Fc：振動（正弦波）• IEC/EN 60068-2-31
環境影響：試験手順 - 試験 Ec：乱暴な取扱いによる衝撃、主に機器用• EN 61010-1
測定、制御、実験用電気機器の安全要件 - 一般要求事項• IEC/EN 61326-2-3
クラス A 要件に準拠した放射。電磁適合性（EMC 要件）• NAMUR NE 21
工業用プロセスおよび試験機器の電磁適合性（EMC）• NAMUR NE 32
マイクロプロセッサ付きフィールド機器および制御機器の電源異常時のデータ保持• NAMUR NE 43
アナログ出力信号を有するデジタル変換器の故障情報信号レベルの標準化• NAMUR NE 53
デジタル電子部品を有するフィールド機器と信号処理機器のソフトウェア• NAMUR NE 80
プロセス制御機器に関する欧州圧力機器指令の適用• NAMUR NE 105
フィールド機器用エンジニアリングツールにフィールドバス機器を統合するための仕様• NAMUR NE 107
フィールド機器の自己監視および診断• NAMUR NE 131
標準アプリケーション用フィールド機器の要件• NAMUR NE 132
コリオリ質量流量計• NACE MR0103
腐食性の高い石油精製環境における硫化物応力割れに対して耐性がある材質。
• NACE MR0175/ISO 15156-1
石油生産およびガス生産における H2S を含有する環境で使用される材質。
• ETSI EN 300 328
2.4 GHz 帯の無線機器用ガイドライン• EN 301489
電磁適合性および無線スペクトル事項（ERM）

97

Proline Promass O 300

注文情報
詳細な注文情報は、お近くの弊社営業所もしくは販売代理店 www.addresses.endress.com、または www.endress.com の製品コンフィギュレータから入手できます。
1.

フィルタおよび検索フィールドを使用して製品を選択します。

2.

製品ページを開きます。

3.

Configuration を選択します。
製品コンフィギュレータ - 個別の製品設定ツール• 最新の設定データ• 機器に応じて：測定レンジや操作言語など、測定ポイント固有の情報を直接入力• 除外基準の自動照合• PDF または Excel 形式でオーダーコードの自動生成および項目分類• エンドレスハウザー社のオンラインショップで直接注文可能

アプリケーションパッケージ
機器の機能を拡張するために、各種のアプリケーションパッケージが用意されています。これらのパッケージは、安全面や特定のアプリケーション要件を満たすのに必要とされます。
アプリケーションパッケージは、Endress+Hauser 社に機器と一緒に注文するか、または後から追加注文できます。オーダーコードに関する詳細は、お近くの弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトの製品ページをご覧ください：www.endress.com。
アプリケーションパッケージの詳細情報：
機器の個別説明書 →  103
診断機能「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード、オプション EA「拡張 HistoROM」
イベントログおよび測定値メモリのアクティベーションに関する拡張機能が含まれます。
イベントログ：メッセージ数 20（標準バージョン）から 100 にメモリ容量が増えます。
データロギング（ラインレコーダ）：• 最大 1000 個の測定値までのメモリ容量を有効化。
• 4 つあるメモリチャンネルのそれぞれから、250 個の測定値を出力可能。記録間隔は、ユーザ
ーが定義/ 設定できます。
• 現場表示器または操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare、または Web サーバー）を介して測定値ログにアクセスできます。
詳細については、機器の取扱説明書を参照してください。

Heartbeat Technology「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード、オプション EB「Heartbeat 検証 + モニタリ
ング」
Heartbeat 検証
DIN ISO 9001: 2008、7.6 a) 章「監視および測定機器の制御」に準拠する、トレーサビリティが確保された検証のための要件を満たします。
• プロセスを中断せずに設置された状態での機能試験• 必要に応じて、トレーサビリティが確保された検証が可能（レポートを含む）• 現場操作またはその他の操作インターフェイスを介した簡単な試験プロセス• 製造者仕様の枠内で試験範囲が広く、明確な測定点の評価（合格/不合格）• 事業者のリスク評価に応じた校正間隔の延長
Heartbeat モニタリング
測定原理固有のデータを予防保全またはプロセス分析のために外部状態監視システムに連続的に供給します。このデータにより、事業者は以下のことが可能になります。
• このデータやその他の情報を使用して、経時的に測定機能に及ぼすプロセスの影響（例：腐食、摩耗、付着物の形成）について結論を導き出す。
• 適切なサービスのスケジュールを立てる。
• プロセスまたは製品の品質（例：気泡）を監視する。
詳細については、機器の個別説明書を参照してください。

98

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

濃度測定「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード、オプション ED「濃度」
流体濃度の計算および出力測定密度は、「濃度」アプリケーションパッケージを使用して、二元混合物の物質濃度に換算されます。
• 事前に設定された流体（例：各種の糖溶液、酸、アルカリ、塩、エタノールなど）の選択• 標準アプリケーション用の一般的な、またはユーザー定義の単位（°Brix、°Plato、% 質量、% 体積、mol/l など）• ユーザー定義された表からの濃度計算
詳細については、機器の個別説明書を参照してください。

高精度密度「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード、オプション EE「高精度密度」
多くのアプリケーションでは、品質監視または制御プロセスのための重要な測定値として密度が使用されます。機器は標準仕様で流体の密度を測定し、この値を制御システムに提供します。
特に、プロセス条件が変動するアプリケーションにおいて、「高精度密度」アプリケーションパ
ッケージは幅広い密度および温度範囲にわたって高精度の密度測定を可能にします。
詳細については、機器の取扱説明書を参照してください。

石油「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード、オプション EJ「石油」
このアプリケーションパッケージを使用して、石油/ガス産業向けの最も重要なパラメータの計
算および表示を行うことが可能です。
•「API Manual of Petroleum Measurement Standards, Chapter 11.1」に準拠する基準体積流量および算出基準密度• 密度測定に基づく含水量• 密度および温度の加重平均
詳細については、機器の個別説明書を参照してください。

石油 & ロック機能「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード、オプション EM「石油 & ロック機能」
このアプリケーションパッケージを使用して、石油/ガス産業向けの最も重要なパラメータの計
算および表示を行うことが可能です。設定をロックすることも可能です。
•「API Manual of Petroleum Measurement Standards, Chapter 11.1」に準拠する基準体積流量および算出基準密度• 密度測定に基づく含水量• 密度および温度の加重平均
詳細については、機器の個別説明書を参照してください。

OPC-UA サーバー

「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード、オプション EL「OPC-UA サーバー」
このアプリケーションパッケージにより、IoT および SCADA アプリケーションのための包括的な機器サービスに対応する内蔵の OPC-UA サーバーが使用可能となります。
詳細については、機器の個別説明書を参照してください。

アクセサリ
変換器およびセンサには、アクセサリも多数用意されています。詳細については、最寄りの弊社
営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。オーダーコードに関する詳細は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトの製品ページをご覧ください：www.endress.com。

Endress+Hauser

99

Proline Promass O 300

機器固有のアクセサリ

変換器用
アクセサリ

説明

Proline 300 変換器

交換用あるいは在庫用変換器。オーダーコードを使用して以下の仕様を指定し
ます。
• 認定
• 出力
• 入力
• 表示/操作• ハウジング• ソフトウェア オーダーコード：8X3BXX
 設置要領書 EA01200D
分離型ディスプレイと操
作モジュール DKX001• 機器と一緒に注文する場合：「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション O「分離型 4 行表示、
バックライト；10 m (30 ft) ケーブル；タッチコントロール」• 別途注文する場合：• 機器：「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション M「なし、分離型ディスプレイ用に準備」• DKX001：別個の製品構成 DKX001 を使用• 後で注文する場合：
DKX001：別個の製品構成 DKX001 を使用
DKX001 の取付ブラケット• 一緒に注文する場合：「同梱アクセサリ」のオーダーコード、オプション RA「取付ブラケット、1/2" 配管」• 後で注文する場合：オーダー番号：71340960
接続ケーブル（交換用ケーブル）
別個の製品構成 DKX002 を使用
分離ディスプレイと操作モジュール DKX001 の詳細については、こちらを
 参照してください→  82。
 個別説明書 SD01763D

外部の WLAN アンテナ

外部の WLAN アンテナ、接続ケーブル 1.5 m (59.1 in) と 2 つのアングルブラケット付き。「同梱アクセサリ」のオーダーコード、オプション P8「広域ワイヤ
レスアンテナ」
WLAN アンテナは、サニタリアプリケーションでの使用には適 • 外部のしていません。
• WLAN インターフェイスに関する追加情報→  89。

 オーダー番号：71351317
 設置要領書 EA01238D
日除けカバー

天候（例：雨水、直射日光による過熱）の影響から機器を保護するために使用します。

 オーダー番号：71343505
 設置要領書 EA01160D
センサ用
アクセサリ

説明

スチームジャケット

センサ内の流体温度を一定に保つために使用します。流体として使用できるのは、水、蒸気、その他の非腐食性液体です。
測定物としてオイルを使用する場合は、Endress+Hauser にお問い合わせく ださい。
 個別説明書 SD02159D

100

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

通信関連のアクセサリ

アクセサリ

説明

Commubox FXA195
HART

USB インターフェイスによる FieldCare との本質安全 HART 通信用。

HART ループコンバータ
HMX50

ダイナミック HART プロセス変数からアナログ電流信号またはリミット値への演算および変換のために使用されます。

 技術仕様書 TI00404F
TI00429F
 •• 技術仕様書
取扱説明書 BA00371F

Fieldgate FXA42接続した 4～20 mA アナログ機器およびデジタル機器の測定値の伝送に使用します。
TI01297S •• 技術仕様書
取扱説明書 BA01778S• 製品ページ：www.endress.com/fxa42

Field Xpert SMT50

機器設定用の Field Xpert SMT70 タブレット PC は、非危険場所でのモバイルプ
ラントアセットマネジメントを可能にします。これは、設定およびメンテナンスの担当者が、デジタル通信インターフェイスを使用してフィールド機器を管理し、進捗状況を記録するために適しています。
このタブレット PC は、ドライバライブラリがプレインストールされたオールイ
ンワンソリューションとして設計されており、フィールド機器のライフサイク
ル全体にわたる管理に使用可能な、使いやすいタッチ感応ツールです。
TI01342S
 •• 技術仕様書
取扱説明書 BA01709S• 製品ページ：www.endress.com/smt50

Field Xpert SMT70

機器設定用の Field Xpert SMT70 タブレット PC は、危険場所や非危険場所でのモバイルプラントアセットマネジメントを可能にします。これは、設定およびメンテナンスの担当者が、デジタル通信インターフェイスを使用してフィール
ド機器を管理し、進捗状況を記録するために適しています。
このタブレット PC は、ドライバライブラリがプレインストールされたオールイ
ンワンソリューションとして設計されており、フィールド機器のライフサイク
ル全体にわたる管理に使用可能な、使いやすいタッチ感応ツールです。
TI01342S
 •• 技術仕様書
取扱説明書 BA01709S• 製品ページ：www.endress.com/smt70

Field Xpert SMT77

機器設定ツール Field Xpert SMT77 タブレット PC を使用すると、Ex Zone 1 に分類される危険場所でのモバイルプラントアセットマネジメントが可能になります。
TI01418S
 •• 技術仕様書
取扱説明書 BA01923S• 製品ページ：www.endress.com/smt77

Endress+Hauser

101

Proline Promass O 300

サービス関連のアクセサリ

アクセサリ

説明

ApplicatorEndress+Hauser 製機器のセレクション/サイジング用ソフトウェア。
• 産業上の要件に応じた機器の選定• 最適な流量計を選定するために必要なあらゆるデータの計算（例：呼び口径、圧力損失、流速、精度）• 計算結果を図で表示• プロジェクトの全期間中、部分オーダーコードの確認、あらゆるプロジ
ェクト関連データおよびパラメータの管理、文書化、アクセスが可能です。
Applicator は以下から入手可能：• インターネット経由：https://portal.endress.com/webapp/applicator• 現場の PC インストール用にダウンロード可能な DVD

W@M

W@M ライフサイクルマネジメント
いつでも入手可能な情報により生産性が向上します。プラントおよびそのコンポーネントに関連するデータを、計画の初期段階および資産のライフ
サイクル全体にわたって取得することが可能です。
W@M ライフサイクルマネジメントは、オンラインおよびオンサイトツールを備えたオープンでフレキシブルなの情報プラットフォームです。デー
タに瞬時にアクセスできるため、プラントのエンジニアリング時間の短縮、
購買プロセスの迅速化、プラント稼働時間の増加が実現します。
適切なサービスと組み合わせることにより、W@M ライフサイクルマネジ
メントはあらゆる段階の生産性向上に役立ちます。詳細については、
www.endress.com/lifecyclemanagement を参照してください。

FieldCare

Endress+Hauser の FDT ベースのプラントアセットマネジメントツールです。
システム内のすべてのスマートフィールド機器を設定できるため、管理作業に役立ちます。ステータス情報を使用することにより、ステータスと状態を容易かつ効果的にチェックすることができます。

 取扱説明書 BA00027S / BA00059S
DeviceCare

Endress+Hauser 製フィールド機器の接続および設定用ツールです。

 イノベーションカタログ IN01047S
システムコンポーネント

アクセサリ

説明

Memograph M グラフィックデータマネージャ

Memograph M グラフィックデータマネージャには、関連する測定変数の情報がすべて表示されます。測定値を正確に記録し、リミット値の監視、測定点の解析を行います。これらのデータは 256 MB の内部メモリに保存されます。また、SD カードや USB メモリにも保存できます。
TI00133R
 •• 技術仕様書
取扱説明書 BA00247R

Cerabar M

気体、蒸気、液体の絶対圧およびゲージ圧測定用の圧力伝送器です。プロセス
圧力値の読込みに使用できます。
TI00426P / TI00436P
 •• 技術仕様書
取扱説明書 BA00200P / BA00382P

Cerabar S

気体、蒸気、液体の絶対圧およびゲージ圧測定用の圧力伝送器です。プロセス
圧力値の読込みに使用できます。
TI00383P
 •• 技術仕様書
取扱説明書 BA00271P

iTEMP

あらゆるアプリケーションに使用でき、気体、蒸気、液体の測定に最適な温度伝送器です。流体温度の読込みに使用できます。

「活用分野」資料 FA00006T

102

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

関連資料同梱される関連の技術資料の概要については、次を参照してください。
• デバイスビューワー（www.endress.com/deviceviewer）：銘板のシリアル番号を入力してください。
• Endress+Hauser Operations アプリ：銘板のシリアル番号を入力するか、銘板のマトリクスコードをスキャンしてください。
標準資料

簡易取扱説明書

センサの簡易取扱説明書
機器

資料番号

Proline Promass O

KA01285D

変換器の簡易取扱説明書
資料番号

機器

HART

FOUNDATIO
N フィールド PROFIBUS
バス
PA

PROFIBUSDP

Modbus
RS485

EtherNet/IP

PROFINETPROFINET（EthernetAPL 対応）

Proline 300

KA01309D

KA01229D

KA01227D

KA01386D

KA01311D

KA01339D

KA01341D

KA01517D

HART

FOUNDATIO PROFIBUS
N フィールド PA
バス

PROFIBUSDP

Modbus
RS485

EtherNet/IP

PROFINETPROFINET（EthernetAPL 対応）

BA01488D

BA01521D

BA01510D

BA01860D

BA01499D

BA01731D

BA01742D

BA02113D

PROFIBUSDP

Modbus
RS485

EtherNet/IP

PROFINETPROFINET（EthernetAPL 対応）

GP01134D

GP01059D

GP01114D

GP01115D

GP01168D

取扱説明書
機器

Promass O 300

資料番号

機能説明書
資料番号

機器

HART

FOUNDATIO
N フィールド PROFIBUS
バス
PA

Promass 300

GP01057D

GP01094D

機器固有の補足資料

GP01058D

安全上の注意事項
危険場所で使用する電気機器に関する安全上の注意事項

内容

資料番号

ATEX/IECEx Ex d/Ex de

XA01405D

ATEX/IECEx Ex ec

XA01439D

cCSAus XP

XA01373D

cCSAus Ex d/ Ex de

XA01372D

cCSAus Ex nA

XA01507D

INMETRO Ex d/Ex de

XA01468D

INMETRO Ex ec

XA01470D

NEPSI Ex d/Ex de

XA01469DNEPSI Ex nA

XA01471DEAC Ex d/Ex de

XA01656D

Endress+Hauser

103

Proline Promass O 300

内容

資料番号

EAC Ex nA

XA01657DJPN Ex d

XA01778D

分離ディスプレイと操作モジュール DKX001
内容

資料番号

ATEX/IECEx Ex i

XA01494D

ATEX/IECEx Ex ec

XA01498D

cCSAus IS

XA01499D

cCSAus Ex nA

XA01513D

INMETRO Ex i

XA01500D

INMETRO Ex ec

XA01501D

NEPSI Ex i

XA01502D

NEPSI Ex nA

XA01503D

機能安全マニュアル
内容

資料番号Proline Promass 300

SD01727D

個別説明書
内容

資料番号

欧州圧力機器指令に関する情報

SD01614D

分離型ディスプレイと操作モジュール DKX001

SD01763D

表示モジュール A309/A310 の WLAN インターフェイスに関する無線認定

SD01793D

OPC-UA サーバー 1)

SD02039D

1)

本個別説明書は、HART 出力付きの機器バージョンにのみ用意されています。

内容

資料番号
HART

FOUNDATIO PROFIBUS
N フィールド PA
バス

PROFIBUSDP

ModbusRS485

PROFINET

EtherNet/IP

PROFINET（EthernetAPL 対応）

Web サーバー

SD01662D

SD01665D

SD01664D

SD02226D

SD01663D

SD01969D

SD01968D

SD02762D

Heartbeat Technology

SD01642D

SD01696D

SD01698D

SD02202D

SD01697D

SD01988D

SD01982

SD02731D

濃度測定

SD01644D

SD01706D

SD01708D

SD02212D

SD01707D

SD02005D

SD02004D

SD02735D

石油

SD02097D–

SD02291D

SD02216D

SD02098D

SD02099D

SD02096D

SD02739D

石油 & ロック機能

SD02499D–––

SD02500D––

SD02739D

ガスフラクションハ
ンドラー

SD02584D–––

SD02584D

SD02584D–

SD02584D

カスタディトランスファー

SD01688D–––

SD01689D

–

–

–

104

Endress+Hauser

Proline Promass O 300

設置要領書
内容

コメント

スペアパーツセットおよびアクセサリの設置要領書

資料番号：各アクセサリに応じて →  100

登録商標
HART®
FieldComm Group, Austin, Texas, USA の登録商標です。
PROFIBUS®
PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PROFIBUS User Organization), Karlsruhe, Germany の登録商
標です。
FOUNDATION™ フィールドバス
FieldComm Group, Austin, Texas, USA の登録申請中の商標です。
Modbus®
SCHNEIDER AUTOMATION, INC の登録商標です。
EtherNet/IP™
ODVA, Inc の商標です。
Ethernet-APL™
PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PROFIBUS User Organization), Karlsruhe, Germany の登録商
標です。
PROFINET®
PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PROFIBUS User Organization), Karlsruhe, Germany の登録商標です。
TRI-CLAMP®
Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA の登録商標です。

Endress+Hauser105

*71583367*
71583367

www.addresses.endress.com