株式会社イマダ
超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ

超小型引張・圧縮ロードセル
SCX シリーズ・超小型のため、狭小スペースでの測定に最適です。
・センサー両端のめねじで設備に簡単に固定できます。
・機械式ストッパーの搭載で過負荷による故障を予防できます。（※)
・測定ニーズに合わせ、5 種類の表示器からお選びいただけます。
・別売のグラフ描画ソフトウェアを使用することで、測定結果の分析も行えます。

※故障を完全に防ぐものではありません。

IP65
対応

SCX シリーズ※※

IP（Ingress Protection）対応とは、IEC 規格に基づいて規定された固形異物、水に対する電気機器、キャビネットの保護等級表示です。
eZ-Connect シリーズとは、1 台のアンプに異なるロードセルを接続することができ、調整不要で使用できるアンプ・ロードセルの総称です。異なる種類の測定（引張とトルク）、異なる荷重値（低荷重と高荷重）などの用途に向いています。

特徴
超小型

組み込みやすい16(L)x12(W)x19.1(H)mm のミニサイズ

上下の M6 ネジ穴があり、ネジ固定で設備に組み込みやすい※

センサー破損の可能性があるので、M6 ネジで固定する際に、深さを超えないでください。

使用例
スイッチフィーリング試験機や医療機器への組み込み、ローボードの手の掴み力測定など

1 / 52023/3/3

株式会社イマダ
超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ
製品仕様
型式

SCX シリーズ

定格容量eSCX シリーズ
型式表をご参照ください

精度（※1）±1.0%F.S.以内

-

定格出力

1.5-2.2mV/V-

推奨印加電圧5V-10V DC（許容印加電圧）（15V DC）

-

許容過負荷

150%

温度補償範囲-10～60℃（温度許容範囲）(-20～80℃)

ケーブル

約 3m

本体寸法

外観図をご参照ください

重量約 84g

保護等級（※2）

IP65※1 ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご参照ください。
※2 ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ（表示器）・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
※ 荷重値の読み取りには表示器が必要です。表示器の詳細は、下記対応表示器タイプをご覧ください※ ロードセル単品でご購入の場合は、ご注文時にコネクタの選択が必要です。P3 をご参照ください。
また、お客様の表示器への接続可否は、保証しておりません。接続できた場合でも荷重値の精度は保証しておりません。

対応表示器タイプeZ-Connect シリーズ

タイプ

表示器セット（※1）

特徴

高精度（ロードセル単体の精度）表示器

センサー付け替え可能表示器
接続後の調整不要

ハンディタイプ

ハンディタイプ

デスクトップタイプ

デスクトップタイプ

ハンディタイプ

ZTS シリーズ

ZTA シリーズ

FA Plus2eFA Plus2

eZT

製品
写真

・より高い精度の測定
用途

・幅広い用途（センサー付け替え）

・変位出力-

・測定データを USB メモリへの保存-

・設備への組み込み-※ 表示器の詳細な仕様については、個別仕様書をご参照ください。
※1 表示器とロードセルは基本一体型です、ロードセル交換時に精度調整及び校正が必要です。

2 / 52023/3/3

株式会社イマダ
超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ

[ロードセル単品でのご購入時]

※

型式

最大荷重

SCX-100N

100N

SCX

SCX-200N

200N

シリーズ

SCX-500N

500N

ネジ径

M6

SCX-2000N
2000N
特注の計測軸を使用することで M6 のアタッチメントを取り付けることが可能です。

[コネクタ形状]コード-5P

-6P

-OC
バラ線

コネクタ形状

対応機種（コネクタ無し）
5 ピン
ZT シリーズ
FA Plus2 等

6 ピン
一部旧イマダ製品

設備への組込み等※接続する表示器のコネクタ形状をご確認ください。

※

ご購入の際は、コネクタの形状を選択し、ロードセル型式の末尾に対象のコードを追加してください。
例）5 ピンを選択した場合：SCX-100N-5P[表示器セットでのご購入時]
型式

レンジZTAZTS

FA Plus2

ZTA-SCX-100N

ZTS-SCX-100N

FAP2-SCX-100N

100N

ZTA-SCX-200N

ZTS-SCX-200N

FAP2-SCX-200N

200N

ZTA-SCX-500N

ZTS-SCX-500N

FAP2-SCX-500N

500N

ZTA-SCX-2000N
ZTS-SCX-2000N
FAP2-SCX-2000N※ 表示器の詳細は、個別仕様書をご覧ください。
※1 表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。

2000N[eZ-Connect シリーズでのご購入時
ロードセル型式eSCX
シリーズ

精度(※1)

表示

最小分解能

100.0N

0.1N±1％F.S.

200.0N

0.1N

以内

500.0N

0.1N

2000N(2.000kN)

1N(0.001kN)

表示

最小分解能

100.0N

0.1N]
レンジ

精度(※1)eSCX-100N

100N

eSCX-200N

200N

±1.2％

200.0N

0.1N

eSCX-500N

500N

F.S.以内500.0N

0.1N

eSCX-2000N

2000N

2000N(2.000kN)

1N(0.001kN)※ eZ-Connect 対応表示器が必要になります。表示器の詳細は、個別仕様書をご覧ください。
※1 表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。

[特注対応]
ケーブルの延長
耐屈曲性の向上
計測軸※表示器と PC を接続するケーブルや、表示器と接続するロードセルのケーブルを延長することが可能です。
屈曲によるケーブル断線のリスクを低減させるため、屈曲性の高いケーブルに変更することが可能です。
M6 のアタッチメントをロードセルに取り付ける際にご利用いただけます。

各特注対応の詳細につきましては、お問い合わせください。

3 / 5
2023/3/3

株式会社イマダ
超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ

[関連製品]
・その他ロードセルラインナップ
標準型
DPU シリーズ

小型LMU シリーズ

小型ZD シリーズ

標準タイプ DPU シリーズは最大荷重2N～500N まで対応の圧縮・引張両用
ロードセルです。

超小型タイプ LMU シリーズは最大荷重50N～500N まで対応の圧縮・引張両用ロードセルです。

小型タイプ LU シリーズは最大荷重 50N～2000N 対応の圧縮・引張両用ロードセルです。

・測定データ分析用ソフトウェア Force Recorder シリーズ
使用イメージ

特徴・USB の高速通信（最大 2000 回/秒、Plus タイプは 1000 回/秒）でスムーズな荷重変化のグラフを作成できます。
・最大 5 つのグラフ（Standard/Professional タイプ）を比較表示できます。
（Plus タイプは最大 10）・測定の記録に便利なメモ機能搭載しています。
・グラフを画像データとして貼り付けることができるので、レポート作成が簡単に行えます。
※用途に合わせ、Light、Standard、Professional、Plus の 4 タイプからご選択いただけます。
※詳細は個別仕様書をご覧ください。

・ケーブル
型式

説明

用途

CB-108アナログケーブル（電圧出力用）

マルチメータ、オシロスコープなどとの接続

CB-118アナログケーブル（オプション-AN 用）

マルチメータ、オシロスコープなどとの接続

CB-208

RS232C ケーブル

CB-908

オープンエンド接続ケーブル

CTB-A

端子台付ケーブル

独自のシステムを含むパソコンなどとの接続
バラ線 37 ピン出力ケーブル（特殊な機器との接続など、お客様にてコネクタ取付け時）
お客様の設備（PLC など）との接続や、これらと変位計を併用して使用する際に便利な端子台（※1）※1変位計の接続は、変位出力機能の搭載モデルに限ります。
（ZTA シリーズ、eZT、FA Plus2、eFA Plus2）

4 / 5
2023/3/3

株式会社イマダ
超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ

[外観図]
SCX シリーズ※※センサー破損の可能性があるため、3 ㎜以上ねじ込まないようご注意ください。

単位：mm[注意事項]- 本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本仕様書は製品の選定及び取扱い上の注意などを理解するためのものであり、様々な特性や安全性を保証するものではありません。
- 本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。
- 本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。
- 許容範囲を超える荷重や軸方向以外の方向からの力をかけるとセンサーが破損（オーバーロード）する原因となりますので、ご注意ください。
- 急激な温度の変化、高温多湿、水、ホコリの多い場所などでの使用は避けてください。

株式会社イマダ

〒441-8077 豊橋市神野新田町字カノ割 99 番地
TEL: (0532)33-3288
FAX: (0532)33-3866
E-mail: info@forcegauge.net
Website: https://www.forcegauge.net/

弊社ＨＰにて、詳しい製品情報、幅広い測定事例や測定動画がご覧頂けます。

5 / 52023/3/3