株式会社イマダ
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント

HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント

HT シリーズ

アタッチメントを取り換えることで、幅広いサンプルのねじり耐久性やねじ・ボルトの締めトルク・緩めトルクなどを測定することができます。

ハンドユースならではの様々な測定に対応するため、幅広いアタッチメントをご用意しております。
お客様の測定に適したアタッチメントを選択し、理想とするトルク測定を実現することができます。

小型テーブル

幅広軽量テーブル

ドリルチャック

ソケットホルダー

トルクドライバー

M10 アダプター

eHTシリーズやSDTシリーズでも同様のアタッチメントを取り付けて、測定することができます。

HTG シリーズeHT シリーズ（表示器は別売です）

SDT シリーズ

使用イメージ

使用イメージ

1 / 8
2024/04/10

株式会社イマダ
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント◇小型テーブル（2/5N-m レンジ用）
小型テーブル＋標準ピン

小型テーブル＋ギザ歯ピン

小型テーブル＋ロングクランプピン

HT-ST

HT-ST-01

HT-ST-02

目薬のビンやカギを開ける際のトルクなど、小型のサンプルを測るのに適しています。

コネクタなどのサンプルをしっかり固定するのに適しています。

化粧品のビン、ドアノブ、電球などのサンプルに適しています。

【小型テーブル】
最大トルク：5N-m
クランプ寸法：φ7～50mm
重量：約 300g
材質：鉄・アルミ【小型テーブル】
最大トルク：5N-m
クランプ寸法：φ7～50mm
重量：約 300g
材質：鉄・アルミ【小型テーブル】
最大トルク：5N-m
クランプ寸法：φ7～50mm
重量：約 300g
材質：鉄・アルミ【付属ピン：標準ピン】
ピン重量：約 3g
ピン材質：アルミ・ウレタン【付属ピン：ギザ歯ピン】
ピン重量：約 10g
ピン材質：ステンレス【付属ピン：ロングクランプピン】
ピン重量：約 8g
ピン材質：アルミ・ウレタン※ 0.5N-m レンジでは使用できません。
※ 付属するピンは各型式の固定ピン 4 個のみです。画像のテーブルに付いている標準ピンは付属しません。

◇小型軽量テーブル（0.5/2N-m レンジ用）
小型軽量テーブル＋標準ピン

小型軽量テーブル＋ギザ歯ピン

小型軽量テーブル＋ロングクランプピン

HT-STLHT-STL-01

HT-STL-02

チューブなど、小型サンプルの測定に適しています。

小型モーターなどのサンプルをしっかり固定するのに適しています。

化粧品の容器など、細く長いサンプルに適しています。

【小型軽量テーブル】
最大トルク：2N-m
クランプ寸法：φ7～50mm
重量：約 150g
材質：アルミ【小型軽量テーブル】
最大トルク：2N-m
クランプ寸法：φ7～50mm
重量：約 150g
材質：アルミ【小型軽量テーブル】
最大トルク：2N-m
クランプ寸法：φ7～50mm
重量：約 150g
材質：アルミ【付属ピン：標準ピン】
ピン重量：約 3g
ピン材質：アルミ・ウレタン【付属ピン：ギザ歯ピン】
ピン重量：約 10g
ピン材質：ステンレス【付属ピン：ロングクランプピン】
ピン重量：約 8g
ピン材質：アルミ・ウレタン※ 付属するピンは各型式の固定ピン 4 個のみです。画像のテーブルに付いている標準ピンは付属しません。

2 / 82024/04/10

株式会社イマダ
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント◇幅広テーブル（2/5N-m レンジ用）
幅広テーブル＋標準ピン

幅広テーブル＋ギザ歯ピン

幅広テーブル＋ロングクランプピン

HT-STW

HT-STW-01

HT-STW-02

車のエアコンの操作ダイアルなどのサンプルを測るのに適した幅広タイプのテーブルです。

プラスチックの医薬品ボトルなど、幅広のサンプルをしっかりと固定するのに適しています。

蛇口や止水栓など、長く幅があるサンプルの測定に適しています。

【幅広テーブル】
最大トルク：5N-m
クランプ寸法：φ10～100mm
重量：約 340g
材質：鉄・アルミ【幅広テーブル】
最大トルク：5N-m
クランプ寸法：φ10～100mm
重量：約 340g
材質：鉄・アルミ【幅広テーブル】
最大トルク：5N-m
クランプ寸法：φ10～100mm
重量：約 340g
材質：鉄・アルミ【付属ピン：標準ピン】
ピン重量：約 3g
ピン材質：アルミ・ウレタン【付属ピン：ギザ歯ピン】
ピン重量：約 10g
ピン材質：ステンレス【付属ピン：ロングクランプピン】
ピン重量：約 8g
ピン材質：アルミ・ウレタン※ 0.5N-m レンジでは使用できません。
※ 付属するピンは各型式の固定ピン 4 個のみです。画像のテーブルに付いている標準ピンは付属しません。

◇幅広軽量テーブル（0.5/2N-m レンジ用）
幅広軽量テーブル＋標準ピン

幅広軽量テーブル＋ギザ歯ピン

幅広軽量テーブル＋ロングクランプピン

HT-STLW

HT-STLW-01

HT-STLW-02

ボリュームダイアルなどのサンプルを測るのに適した幅広タイプのテーブルです。

モーターなどのサンプルをしっかりと固定するのに適しています。

ボトル状の容器やおむつなど、長く幅があるサンプルの測定に適しています。

【幅広軽量テーブル】
最大トルク：2N-m
クランプ寸法：φ10～100mm
重量：約 200g
材質：アルミ【幅広軽量テーブル】
最大トルク：2N-m
クランプ寸法：φ10～100mm
重量：約 200g
材質：アルミ【幅広軽量テーブル】
最大トルク：2N-m
クランプ寸法：φ10～100mm
重量：約 200g
材質：アルミ【付属ピン：標準ピン】
ピン重量：約 3g
ピン材質：アルミ・ウレタン【付属ピン：ギザ歯ピン】
ピン重量：約 10g
ピン材質：ステンレス【付属ピン：ロングクランプピン】
ピン重量：約 8g
ピン材質：アルミ・ウレタン※ 付属するピンは各型式の固定ピン 4 個のみです。画像のテーブルに付いている標準ピンは付属しません。

3 / 8
2024/04/10

株式会社イマダ
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント

使用イメージ① ピンをセットします② サンプルを固定します③ サンプルを回してトルクを測定します[関連アクセサリ] 固定ピンのみを購入して頂くことも可能です。
標準ピン

ギザ歯ピン

ロングクランプピン

ST-P

ST-01P

ST-02P

プラスチックのキャップなどのサンプルを固定できるウレタン製の固定ピンです。

樹脂のコネクタなどのサンプルをしっかり固定できるステンレス製の固定ピンです。

ボトル状の容器など、長く幅があるサンプルに適するウレタン製の固定ピンです。

※固定ピンは 4 個セットでの販売です。

4 / 8
2024/04/10

株式会社イマダ
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント
[外観図]
HT-ST

固定ピン

単位：mmHT-STL

単位：mmHT-STW/HT-STLW

単位：mm
5 / 8
2024/04/10

株式会社イマダ
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント◇ドリルチャック
特徴

三つ爪でワイヤーや丸棒上のサンプルをつかんで固定することができます。

[仕様・型式表]型式HT-DC-4

最大トルク
開き幅重量
材質

5N-m
φ0.5～4mm
約 100g
鉄HT-DC-6.5（※1）
10N-m
φ0.5～6.5mm
約 200g
鉄HT-DC-6.5SUS
（※1）
10N-m
φ0.5～6.5mm
約 190gステンレス（※3）

HT-DC-13（※2）
10N-m
φ1.2～13mm
約 600g鉄※1 HT-DC-6.5 と HT-DC-6.5SUS は、HTGS/HTGA/eHT-0.5N には使用できません。
※2 HT-DC-13 は、HTGS/HTGA/eHT-0.5N および 2N には使用できません。
※3 錆びやすい環境下ではステンレス製のご利用を推奨いたします

使用イメージ

① ドリルチャックをセンサーに取り付けます。

② サンプルを挟み、カバー部を回して、付属のチャックハンドルで締めます。

③ 挟んだサンプルを回してトルクを測ります。

[外観図]
HT-DC-4

HT-DC-6.5/ DT-DC-6.5SUS

HT-DC-13

単位：mm
6 / 82024/04/10

株式会社イマダ
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント◇ソケットホルダー
特徴
ドライバービットやレンチなど、様々な工具でのトルク測定が可能です。

[仕様・型式表]

[外観図]

型式
ソケット
重量

HT-9.5SQ
9.5mm 角約 100g※0.5N-m レンジでは使用できません。
単位：mm

使用イメージ①9.5 角のソケットレンチを準備します。

②ソケットレンチをソケットホルダーに取り付けます。

③②をセンサーに取り付けます。

④ソケットレンチでボルトを回しトルクを測ります。

◇トルクドライバー
特徴
ねじの締めトルクや緩めトルクを測定できます。
6.35mm ビットを取り付けることができます(HT-DBH)。

[仕様・型式表]型式
付属ビット
重量HT-DBH ※1⊕1⊕2⊕3×⊝6×45mm
約 100gHT-DBH-P ※2⊕00×50mm
約 12g※ベッセル社製以外のビットは装着できない場合がありますのでご注意ください。
※1 0.5N-m レンジでは使用できません。
※2 0.5N-m レンジ専用のアタッチメントです。

[外観図]
HT-DBH

HT-DBH-P

7 / 82024/04/10

株式会社イマダ
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント

単位：mm◇M10 アダプター
特徴

お客様にて製作された治具など、M10 のアタッチメントを取り付ける際のアダプターとしてご利用いただけます。

[仕様・型式表]型式
ネジ
重量HT-AD-M10
M10×L20
約 50g

[外観図]

単位：mm

[注意事項]- 本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本仕様書は製品の選定及び取扱い上の注意などを理解するためのものであり、様々な特性や安全性を保証するものではありません。
- 本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。
- 本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。
- 特殊な材料、形状によっては測定できないものもあります。
- クランプピンの種類、サンプルの材質により、クランプできないものがございますのでご注意ください。

株式会社イマダ

〒441-8077 豊橋市神野新田町字カノ割 99 番地
TEL: (0532)33-3288
FAX: (0532)33-3866
E-mail: info@forcegauge.net
Website: https://www.forcegauge.net/

弊社ＨＰにて、詳しい製品情報、幅広い測定事例や測定動画がご覧頂けます。

8 / 8
2024/04/10