PC0cn-1072

型号 ：GX-9000型号 ：GX-9000H

便携式复合型气体检测仪型号 :1 台即可同时检测

6

1 台即可对应船舶、陆上、地下各种作业场景。
■ 可同时检测 6 种气体

HC/CH4/H2 O2 CO H2S CO2 NH3 VOC etc…

■ 配备多项便利功能， 例如多语言显示、可燃性气体切换功能等■ 配备 Bluetooth® ！使用智能手机轻松管理数据（选配）产品符合 CE 标志规范计划申请 MED种气体。
■ 传感器质保可达 3 年■ 通过 1.5m 耐跌落性能测试■ 保护等级 IP66/68 等效

RIKEN KEIKI Co., Ltd.

便携式复合型气体检测仪型号 ：新一代高性能传感器配备“R 传感器”&“F 传感器”

新一代高性能传感器，比传统传感器更小，突破性地提升了性能和耐久性。
◀ R 传感器F 传感器▶

可同时
检测气体6种只需 1 台， 即可测量更多种气体

通用型，可同时测量 6 种气体型号 ：GX-9000

过去使用多台气体检测仪或检测管测量的气体，如今只需 1 台检测仪即可检测。

O2COH2S
低浓度

可燃性气体

除了 4 种主要气体传感器组合约

VOC NH3 Cl2＋ O3 HCl SO2CO2 H2S
高浓度还可搭配2种
气体

1000
种

为客户提供量身定制的解决方案
可同时测量 4 种气体，并且
支持测量高浓度 H2S

型号 ：GX-9000H

可切换高浓度 H2S 和其他传感器进行测量，因此不存在其他传感器被高浓度 H2S 毒化的可能性。

低浓度 H2S / 其他气体测量模式和高浓度 H2S 测量模式

1均通过按钮操作轻松切换

左右的 LED 点亮，使选择模式一目了然。
（以下为选择高浓度 H2S 测量模式时的显示例）可 测 量 1 种 ～ 6 种 气 体，1 台 即 可 对 应 CO2、VOC、NH3 等多种毒性气体。为客户提供量身定制的解决方案。

传感器质保
最长3

令人放心的长期质保配备具有长期稳定性的 R/F 传感器。
质保期最长 3 年 ※。可以放心使用。

※ NH3 传感器 ：2 年 ；O3/VOC 传感器 ：1 年。

年

型号 ：

功能便利， 易于使用

可切换显示 16 种语言

法语
葡萄牙语
波兰语
俄语

意大利语
西班牙语
斯洛伐克语
捷克语
德语
土耳其语

日语英语
韩语
汉语（简）
汉语（繁）
越南语

使用 USB Type-C 进行充电和通信无论是充电还是与电脑通信，都采用 USB
Type-C 线缆。将记录下来的测量结果上传到另售的电脑软件时， 利用高速通信
可将通信时间控制到很短。

充电 AC 适配器可燃性气体切换功能（配备新型陶瓷式传感器时）电脑通信用 USB 线缆＜另售品＞

如果规格是检测对象气体中含有可燃性气体，最多可以直接读取 27 种可燃性气体。

※ 配备新型陶瓷式传感器，在选择了 i-C4H10 规格或 CH4 规格时可以使用（但前提条件是不安装热传导式传感器）。

C3H6O

从 i-C4H10
规格转换〇

从 CH4规格转换〇C4H6〇〇

气体名称

显示名称

从 i-C4H10规格转换从 CH4规格转换气体名称显示名称

异丁烷i-C4H10−〇丙烷

C3H8甲醇

CH3OH〇〇乙烯

C2H4〇

甲烷

CH4氢气

H2

C2H2乙炔

C2H6乙烷

C2H5OH乙醇

C3H6丙烯

可更改警报点的设定×〇〇×〇〇丙酮

−丁二烯〇

环戊烷

C5H10〇

正己烷

n-C6H14〇庚烷n-C7H16

苯

〇甲苯〇二甲苯〇C6H6C7H8C8H10

确认提示音功能可使用设定程序更改设定。支持根据客户的标准进行管理和运用。

IP66/68

602m1h-40保护等级

IP66/68 等效耐跌落性能测试通过〜1.5mm〇〇〇〇〇〇n-C9H20IPA〇

显示名称〇醋酸乙酯EtAc〇MEK正壬烷IPA

MEK〇〇THF〇〇甲基异丁基酮

MIBK〇正戊烷n-C5H12〇四氢呋喃〇DME

MMA

二甲醚〇〇甲基丙烯酸甲酯〇〇从 CH4规格转换〇〇〇气体检测器正常运行的提示功能。测量
过程中，每到设置的间隔时间，蜂鸣器就会鸣响。

耐久性优异， 让用户更放心1.5×

从 i-C4H10
规格转换〇气体名称校正通知功能〇〇〇〇〇〇〇

接通电源后，显示距离定期检查推荐日期的天数。防止忘记检查，让客户更安
全地使用。

适用于大型储罐！配备强力泵

配备强力泵，适用于大型储罐。
使用另售的采样管，泵吸距离可达45m。

℃℃

使用温度范围

–40 ～ +60℃

（临时环境）

配备 Bluetooth® ！※ 使用智能手机轻松管理数据

可使用 Bluetooth 与智能手机或平板电脑通信。可以通过专用应用程序“RK Link”记录测量结果并通过邮件发送，可轻松管理数据。此外，在警报发出时就会向注册的地址发送邮件，可以实时远程共享紧急情况。
※ 如果需要 Bluetooth 规格，请在购买时指定。

Bluetooth 及是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，理研计器株式会社根据授权使用。

快照日志按钮

使用快照日志按钮，可以将日
期时间 / 测量人员 / 场所 / 测量值保存到应用程序

应用程序“RK Link”可通过 Google
Play/App Store 免费下载！

○月○日 / 作业人员 A /
地点 A / 浓度 ：50%LEL○月○日 / 作业人员 A /
地点 B / 浓度 ：25%LEL○月 × 日 / 作业人员 B /
地点 C / 浓度 ：0%LEL

保存iOS 显示例Google Play 和 Google Play 徽标均为 Google LLC 的商标。
Apple 徽标是 Apple Inc. 在美国及其他国家 / 地区的商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务标志。

2型号 ：配件

管/带

气体采集杆

部件编号 ：0904 0275 00

气体采集管（气体采集管长度 ：约 75cm）
部件编号 ：0914 0135 30

背带部件编号 ：4777 4592 10

电池 / 其他AC 适配器

5 号碱性干电池 6 节※ 充电池规格附带（ATEX/IECEx 规格还附带转换插头（C 型））※ 干电池规格附带部件编号 ：2594 1342 30

部件编号（1 节）：2753 3007 80

各种空气调整用过滤器另售品带浮标采样管

前端部分配重，以使采样管易于放低。
最适合狭窄的现场，例如使用场所呈细长的筒状。

采样管长度 ：8m
部件编号 ：4384 0430 60※ 请务必与脱脂棉过滤器及转接管配套使用，但配备 ESF/PIF 传感器时除外。

采样管长度 ：30m
采样管长度 ：45m

部件编号 ：4777 9567 60

采样管长度 ：30m部件编号 ：4775 9679 50

清除有害气体时， 在储罐清洁作业前确保安全采样管长度 ：45m部件编号 ：4777 9465 80储罐内测量用电池干电池单元 / 5 号碱性干电池部件编号 ：（日本国内防爆规格）4777 9603 60

锂离子电池单元部件编号 ：（日本国内防爆规格）4777 9602 90（ATEX/IECEx 规格）4777 9604 30（ATEX/IECEx 规格）4777 9605 10

5 号碱性干电池部件编号 ：2753 3007 80部件编号 ：0904 0186 20AC 适配器部件编号 ：2594 1342 30

脱脂棉过滤器 / 转接管与防水过滤器和气体检测仪连接的管。
※配备 ESF/PIF 传感器时请勿使用。

脱脂棉过滤器部件编号 ：4383 0850 00部件编号 ：4775 9617 60
脱脂棉（备用）部件编号 ：1879 0011 10

稀释器通过将泵吸的气体和空气稀释为 1 ：1， 可以使用原理上不能在惰性气体中使用的新型陶瓷式传感器。
※ 有爆炸的危险，不可用于检测高浓度可燃性气体。

转接管3储罐内测量用电池单元可以充电反复使用。
AC 适配器为 USB Type-C 型。

干电池单元连接到采样管和气体检测仪之间以去除水分。

测量货物储罐内的各种气体浓度锂离子电池单元 /AC 适配器

紧急时只需放入干电池，立即可用。

过滤器空气调整用过滤器可安装到背带上。
部件编号 ：4777 4572 20

配重采样管

利用浮标内的防水过滤器，可分离水并检测气体。最适合检测点有水的现场。

部件编号 ：4775 9678 80

背带用过滤器管固定带※ 空气调整用过滤器、过滤器管固定带的有无及其种类因规格而异。

采样管脱水器用于测量手可触及范围内的特定位置

配件安装图部件编号 ：4775 9934 30
脱脂棉过滤器转接管型号 ：护套 / 支架皮护套腰带 / 腰带固定件带、腰带、脱脂棉过滤器。

※ 建议同时使用肩带以防止掉落。

用于保护，避免弄脏。也可以安装背腰带固定件

可以将气体检测仪贴身装在腰间。
腰带部件编号 ：4777 4593 80

部件编号 ：4775 5653 40
腰带固定件

腰带部件编号 ：4775 9853 10过滤器管固定带采集杆支架

装在气体检测仪上，脱脂棉过滤器可以安装在气
体检测仪上。过滤器可以固定在气体检测仪上，因此不会干扰测量。

装在背带上，可收纳气体采集杆的前端。

部件编号 ：4775 5651 00

部件编号 ：4777 9444 20

铝制储存箱将气体检测仪与附件和可选附件（例如采样管）存放在一起。
尺寸 ：约 365（W）× 236（H）× 226（D）mm

部件编号 ：4777 9579 00※※ 不包含突起部分

管理软件 / 线缆USB 线缆（1m）数据记录器管理程序部件编号 ：2440 2728 90部件编号 ：（日本国内防爆规格）9811 0980 90（ATEX/IECEx 规格）9811 0990 80

可连接电脑和气体检测仪。
在操作程序软件时使用。

本软件用于浏览和管理测量结果、发出警报、实施调整等事件记录。

只需在电脑中安装程序软件。

维修件 / 其他调整用气体用于通气测试和气体调整。
※ 详情请另外咨询。

转换插头部件编号 ：（C 型）2594 1435 00（O 型）2594 1434 20（BF 型）2594 1436 70

例 ：测量结果（图表）气袋用于将调整气体导入气体检测仪。
备有 3 种颜色的产品阵容，方便根据气体种类区分使用。
部件编号 ：1L（绿色）0904 0103 80
1L（橙色）0904 0104 50
2L（黑色）0904 0288 10保护膜各种过滤器

部件编号 ：4777 9025 70详情请另外咨询。

GX-9000 SERIES 备有“设定程序”，可更改各种设定， 编辑 600 多种 VOC 传感器的气体列表。可以通过本公司主页免费下载使用。

使用电脑轻松管理！

PID 列表按需流量阀 /连接管（10cm）连接到专用气瓶，可以将适量的气体供应到气体检测仪。
※ 可用的气瓶请另外咨询。

按需流量阀

部件编号 ：1641 0190 20
连接管（10cm）

部件编号 ：4775 5958 10

用于保护 LCD（每套 5 片） （备用）

按需流量阀

ガスボンベ

A 型的 AC 适配器可以转换为 C 型、O 型或 BF 型。

例 ：测量结果（表）

设定程序气
瓶

连接管（10cm）

4型号 ：关于传感器

传感器的选择传感器的选择示例 ※ 主要 4 种气体 = 可燃性气体 / O / H S［低浓度］/ CO

例 1 ：主要 4 种气体＋ 1

关于可配备的传感器，GX-9000 最多可选择 6 种，GX-9000H 最多可选择 5 种。R 传感器（R1 ～ 3）请选择是否配备，F 传感器（F1 ～ 3）请从下表的框内选择 1 种要配备的传感器（或“无”）。

CH4 / O2 / H2S / CO　　　　　＋VOC（10.6eV/ppm）
可燃性气体传感器 ：新型陶瓷式 + 热传导式

● 硫化氢［低浓度］

HC / O2 / H2S / CO　　　　　＋NH3 / CO2● 一氧化碳

可燃性气体传感器 ：非分散型红外线式F 传感器插槽（上层 ：GX-9000 下层 ：GX-9000H）
F1（插槽 4）F2（插槽 5）F3（插槽 6）−O2

VOC（10.6eV/ppb）/ CO2● 可燃性气体（非分散型红外线式）

可燃性气体传感器 ：无可配备的可燃性气体传感器的检测原理有 3 种，分别是新型陶瓷式、热传导式和非分散型红外线式。根据以下特点，请选择适合用途的传
感器。
量程特点

新型陶瓷式

• 可检测 H2

热传导式%LELvol%• 可使用可燃性气体转换功能• 可检测 H2+2　　　　　＋

选择可燃性气体传感器

检测原理主要4 种气体

例 3 ：主要气体＋ 2● 毒性气体（电化学式）● 可燃性气体（热传导式） ● 可燃性气体（新型陶瓷式）● VOC（PID）● 二氧化碳
● 可燃性气体（非分散型红外线式）● 二氧化碳
● 硫化氢［高浓度］+1

例 2 ：主要 4 种气体 +2

R 传感器插槽（GX-9000/GX-9000H 通用）
R1（插槽 1）
R2（插槽 2）
R3（插槽 3）● 氧气主要4 种气体

非分散型红外线式%LEL/vol%　　　　　＋H2S［高浓度］

可燃性气体传感器 ：非分散型红外线式GX-9000

主要气体+2

主要4 种气体+1GX-9000

O2

H2S
CH4CH4O2

H2S
HC

CO

CO2

O2ーーー

CO2

GX-9000HO2

H2SCO新型陶瓷式热传导式低浓度

红外线式VOC产品代码
前 8 位 ：C4P100R5CO低浓度

NH3GX-9000

产品代码
前 8 位 ：D1E800R22VOC产品代码
前 8 位 ：C1P2T1N1

产品代码
前 8 位 ：C1E1R2R5

例 4 ：主要 4 种气体＋ 1
HC / O2 / H2S / CO2

低浓度H2S高浓度

最大 1000ppm

ーHC
红外线式

上述只是举例。例 1 和例 2 是满格配备传感器的示例，因此也可以减配传感器。此外还可以组合不同的传感器，因此请参考以下［产品代码表］选择要配备的传感器。

• 在惰性气体中也可以检测•在存在硅的环境中也可以使用

产品代码表

GX-9000 SERIES 可以选择要配备的传感器、电源、是否支持 Bluetooth、防爆规格。
请参考以下产品代码表，选择所需的规格。

① ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ⑨ ⑩

产品型号
C ：GX-9000
D ：GX-9000H〈❷ ：R 传感器的组合〉
符号01

R1

ESR-A13i（H2S）

ESR-A13P（CO）

ESR-X13P（O2）无ESR-A13P（CO）

6无

无

ESR-A13i（H2S）

无L

D无

01

ESR-A13P（CO）

无ESR-A13P（CO）

内容

锂离子电池单元 BUL-9000
干电池单元 BUD-9000

内容

不支持 Bluetooth
支持 Bluetooth〈⑪⑫ ：防爆规格〉
符号
00

550

无

ESR-A13i（H2S）〈⑩ ：支持 Bluetooth〉
符号无ESR-A13i（H2S）〈⑨ ：电池种类〉
符号R3

ESR-X13P（O2）

ESR-X13P（O2）

7

R2

传感器型号

45

电池种类

传感器型号

ESR-X13P（O2）

3

支持 Bluetooth

传感器型号

2

内容

日本国内防爆ATEX/IECEx⑪ ⑫

无

〈❸❹ ：F 传感器（F1）的组合〉
为 GX-9000 时
符号00

P1
P2
P3
E1F1无

PIF-001（VOC） 10.6eV, 单位 ：ppb00 0000 N1F2F3

传感器型号

无无

T1 N1

TEF-7520P（CH4）

ESF-B242（NH3）

T2 N2

TEF-7520P（i-C4H10）

ESF-B249（O3）

T4 N4

TEF-7520P（H2）

PIF-003（VOC） 10.0eV, 单位 ：ppm

E3
E4
E5

R5

ESF-C930（Cl2）※1※1

ESF-A24E2（HCl）

ESF-A24D4（SO2）

IRF-4443（CO2）※2※1 ②：在 R 传感器的组合中不可选择 ESR-A13i（H2S）※2 ⑤ ～⑧ ：在 F 传感器（F2、F3）的组合中， 仅限
在 F3 配备 NCF-6322P 时可以选择为 GX-9000H 时E8为 GX-9000 时

PIF-002（VOC） 10.6eV, 单位 ：ppm

E2

符号〈❺～❽ ：F 传感器（F2、F3）的组合〉
符号

传感器型号

防爆规格F1

传感器型号

ESF-A24R2（高浓度 H2S）

00 N200 N400 N5
R1 00

R1 R5R2 00

R2 R500 R5

NCF-6322P（CH4）
NCF-6322P（CH4）

无无

传感器型号

NCF-6322P（i-C4H10）
NCF-6322P（i-C4H10）
NCF-6322P（H2）※3
NCF-6322P（H2）※3※3

无

NCF-6322P（C2H2）※3・4

IRF-4341（CH4）

IRF-4443（CO2）

IRF-4345（i-C4H10）

IRF-4443（CO2）

IRF-4341（CH4）无IRF-4345（i-C4H10）

无无

IRF-4443（CO2）※3 ② ：在 R 传感器的组合中，不可选择 ESR-A13P（CO）※4 ③④ ：在 F 传感器的组合中，不可选择 E5、E6、E7

为 GX-9000H 时
符号00 0000 R100 R2F2

传感器型号
无无F3无

传感器型号
IRF-4341（CH4）

IRF-4345（i-C4H10）[参考] 与传统机型 GX-8000/RX-8500 相同组合的产品代码前 8 位
GX-8000 TYPE A（HC）：C100T2N2 / GX-8000 TYPE B（CH4）：C10000N1 / RX-8500 ：C300R1R5

型号 ：传感器规格R 传感器

检测对象气体氧（O2）检测原理防爆规格显示范围检测范围
分辨率

第一警报

第二警报

警报设定值
使用温度
范围使用湿度
范围

TWA

STEL

连续环境日本国内防爆
ATEX/IECEx
0 〜 40.0%
0 〜 25.0%
0.1%
18.0%
19.5%
25.0%
23.5%
−−异丁烷（i-C4H10）

甲烷（CH4）

连续环境
连续环境

10%RH 〜 90%RH

第一警报
第二警报

临时环境（约 15 分钟）临时环境（约 15 分钟）检测对象气体传感器型号

使用温度
范围使用湿度范围检测对象气体检测原理防爆规格显示范围 / 检测范围

警报
设定值

第一警报
第二警报
TWASTEL

连续环境
使用温度
临时环境
范围
（约 15 分钟）
连续环境

使用湿度
临时环境
范围
（约 15 分钟）检测对象气体
传感器型号
检测原理
电离能

显示范围 / 检测范围分辨率
警报
设定值

第一警报

第二警报

连续环境
使用温度
临时环境
范围
（约 15 分钟）
使用湿度
范围传感器型号
检测原理显示范围 / 检测范围分辨率警报设定值

氨（NH3）

ESF-A24R2

ESF-B242

0 〜 1000ppm
1ppm−−−−–20℃ 〜 +50℃

0 〜 75.0ppm
0.5ppm
25.0ppm
50.0ppm25.0ppm
35.0ppm–20℃ 〜 +50℃

–40℃ 〜 +60℃

–40℃ 〜 +60℃

第二警报

连续环境

0 ～ 95%RH

硫化氢（H2S［高浓度］）

第一警报

连续环境
使用温度
临时环境
范围
（约 15 分钟）–40℃ 〜 +60℃

氯（Cl2）

臭氧（O3）

使用湿度
临时环境
范围
（约 15 分钟）ESF-B249
ESF-C930
恒电位电解式日本国内防爆及 ATEX/IECEx
0 〜 1.50ppm
0 〜 0.600ppm
0.01ppm
0.005ppm
0.50ppm
0.100ppm
1.00ppm
0.200ppm
0.50ppm
0.100ppm
1.00ppm−0℃ 〜 50℃
10℃ 〜 40℃

–40℃ 〜 +60℃

10℃ 〜 40℃

–40℃ 〜 +60℃

10%RH 〜 90%RH0 ～ 95%RH

二氧化碳用（CO2）

IRF-4443
非分散型红外线式0 〜 20.00vol%0.01vol%（0 〜 5vol%）/ 0.1vol%（5 〜 20vol%）5.00vol%
10.00vol%–20℃ 〜 +50℃
–40℃ 〜 +60℃

10%RH 〜 90%RH
0 ～ 95%RH

氯化氢（HCl）

二氧化硫（SO2）

0 〜 6.00ppm
0.05ppm
2.00ppm
4.00ppm−−
0℃ 〜 40℃

0.0 〜 100.0ppm
0.1ppm
2.0ppm
5.0ppm
2.0ppm
5.0ppm–20℃ 〜 +50℃

ESF-A24E2

0℃ 〜 40℃

氢气（H2）

ESF-A24D4–40℃ 〜 +60℃

20%RH 〜 90%RH 30%RH 〜 80%RH 30%RH 〜 80%RH 30%RH 〜 80%RH 20%RH 〜 90%RH 20%RH 〜 90%RH
0 ～ 95%RH

PIF-001

10.6 eV
0 〜 40000ppb
1ppb（0 〜 4000ppb）/10ppb（4000 〜 40000ppb）
5000ppb
10000ppb

连续环境

临时环境（约 15 分钟）检测对象气体IRF-4341

10%RH 〜 90%RH

临时环境（约 15 分钟）临时环境（约 15 分钟）

使用湿度
临时环境
范围（约 15 分钟）甲烷（CH4）

TEF-7520P
热传导式
0 〜 100.0vol%0.1vol%25.0vol%
50.0vol%–20℃ 〜 +50℃

第一警报

连续环境

连续环境

第二警报

异丁烷（i-C4H10）

第二警报

连续环境
使用温度
临时环境
范围（约 15 分钟）

连续环境

第一警报

传感器型号

分辨率分辨率警报设定值甲烷（CH4）

IRF-4345

传感器型号显示范围 / 检测范围0 ～ 95%RH

异丁烷（i-C4H10）

检测对象气体检测原理–40℃ 〜 +60℃

显示范围 / 检测范围警报设定值乙炔（C2H2）

非分散型红外线式0 〜 100%LEL/100%LEL 〜 100.0vol%0.5 - 0.1vol%10.0%LEL
50.0%LEL–20℃ 〜 +50℃

检测原理分辨率

氢气（H2）

NCF-6322P
新型陶瓷式
0 〜 100%LEL
1%LEL
10%LEL
50%LEL–20℃ 〜 +50℃

显示范围 / 检测范围
警报设定值

日本国内防爆及 ATEX/IECEx
0 〜 2000ppm
0 〜 500ppm
1ppm
25ppm
50ppm
25ppm
200ppm0 ～ 95%RH

检测原理分辨率

ESR-A13P–40℃ 〜 +60℃

临时环境（约 15 分钟）传感器型号

一氧化碳（CO）

10%RH 〜 90%RH

连续环境F 传感器使用湿度范围

ESR-A13i
恒电位电解式日本国内防爆ATEX/IECEx
0 〜 200.0ppm
0 〜 30.0ppm
0 〜 100.0ppm
0.1ppm
1.0ppm
5.0ppm10.0ppm
30.0ppm
1.0ppm
5.0ppm–20℃ 〜 +50℃

临时环境（约 15 分钟）检测对象气体使用温度
范围

硫化氢（H2S［低浓度］）

ESR-X13P

传感器型号※ 上述警报设定值是初始设定值。可使用设定程序更改为任意值。

挥发性有机化合物（VOC）

PIF-002光电离检测仪（PID）
10.6eV
0 〜 4000ppm
0.1ppm（0 〜 400.0ppm）/
1ppm（400.0 〜 4000ppm）
400.0ppm
1000ppm–20℃ 〜 +50℃

PIF-00310.0eV0 〜 100.0ppm
0.01ppm（0 〜 10.00ppm）/0.1ppm（10.00 〜 100.0ppm）
5.00ppm
10.0ppm–40℃ 〜 +60℃

10%RH 〜 90%RH
0 ～ 95%RH6产品规格型号

浓度显示检测对象气体

GX-9000

LCD 数字（全点）

可燃性气体（i-C4H10 / CH4 / H2 / C2H2）、氧气（O2）、毒性气体（H2S［低浓度］/ CO / NH3 / Cl2 / O3 / HCl / SO2 / VOC）、
二氧化碳（CO2）

GX-9000H

可燃性气体（i-C4H10 / CH4）、氧气（O2）、硫化氢（H2S［低浓度］［高浓度］）、一氧化碳（CO）

泵吸式

检测方式

0.75 L/min 以上

泵吸流量时钟显示 / 电池余量显示 / 动作状态显示各种显示日语 / 英语 / 韩语 / 汉语（简）/ 汉语（繁）/ 越南语 / 意大利语 / 西班牙语 /斯洛伐克语 / 捷克语 / 德语 / 土耳其语 / 法语 / 葡萄牙语 / 波兰语 / 俄语显示语言

约 95dB（距声源 30cm 的平均值）蜂鸣器音量

指示灯闪烁 / 蜂鸣器连续变调鸣响 / 气体浓度显示闪烁气体警报显示

自我保持 / 自动复位气体警报动作流量异常 / 系统异常 / 传感器异常 / 电池欠压 / 调整不良 / 日期时间异常故障警报、自我诊断

指示灯闪烁 / 蜂鸣器断续鸣响 / 内容显示

故障警报显示

自我保持故障警报动作

USB 2.0 Type-C（数据记录器，设定用）/ Bluetooth 4.2（Bluetooth Low Energy）

通信规格

专用锂离子电池单元（BUL-9000）或专用干电池单元＜ 5 号碱性干电池 ×6 节＞（BUD-9000）

电源连续使用时间 ※1
使用温度范围 ※2
使用湿度范围 ※2
使用压力范围锂离子电池单元 ：约 25 小时干电池单元 ：约 12 小时（25℃、无警报、无照明时）锂离子电池单元 ：约 35 小时
干电池单元 ：约 15 小时（25℃、无警报、无照明时）在约 15 分钟的临时环境中 ：0%RH ～ 95%RH（无结露）连续环境 ：10%RH ～ 90%RH（无结露）在约 15 分钟的临时环境中 ：0%RH ～ 95%RH（无结露）连续环境 ：10%RH ～ 90%RH（无结露）在约 15 分钟的临时环境中 ：–40℃～ +60℃（无骤变）连续环境 ：–20℃～ +50℃（无骤变）80 ～ 120kPa（防爆适用范围为 80 ～ 110kPa）

防尘防水结构 IP66/68 等效 ※3/ 耐跌落性能 1.5m

结构

防爆结构

IECEx ※5
Ex da ia Ⅱ C T4 Ga（包含新型陶瓷式传感器时）Ex ia Ⅱ C T4 Ga（不包含新型陶瓷式传感器时）防爆等级

在约 15 分钟的临时环境中 ：–40℃～ +60℃（无骤变）连续环境 ：–20℃～ +50℃（无骤变）本质安全防爆结构及耐压防爆结构（包含新型陶瓷式传感器时）
本质安全防爆结构（不包含新型陶瓷式传感器时）
ATEX ※5
Ⅱ 1 G Ex da ia Ⅱ C T4 Ga（包含新型陶瓷式传感器时）Ⅱ 1 G Ex ia Ⅱ C T4 Ga（不包含新型陶瓷式传感器时）

日本国内防爆Ex da ia Ⅱ C T4 Ga（包含新型陶瓷式传感器时）Ex ia Ⅱ C T4 Ga（不包含新型陶瓷式传感器时）CE marking、JIS T 8201 ：2010（缺氧测量用氧气计）、JIS T 8205 ：2018（硫化氢计）

各种认证
外形尺寸

约 1.1kg

重量 ※4

约 158（W）× 85（H）× 132（D）mm（不包含突起部分）※1 连续使用时间 ：因配备的传感器而异。
※2 使用温湿度范围 ：可能因配备的传感器而异。详细内容参阅 P.6［传感器规格］。
※3 IPx8 ：浸入水深 2m/1 小时，应无进水。
※4 包括电池和电池单元。

RIKEN KEIKI Co., Ltd.
总公司邮政编码 174-8744 东京都板桥区小豆泽 2-7-6

HPhttps://www.rikenkeiki.co.jp/english

TEL 81-3-3966-1111  

约 1.2kg经销商：

FAX 81-3-3558-0043

理研计器商贸（上海）有限公司 HEAD OFFICE上海市虹口区飞虹路 118 号瑞虹企业天地 1 号楼 1803 室
TEL 021-6575-6900※本产品目录的内容有可能因
性能改良而进行更改，恕不另行通知。

PC0cn-1072-240500