東芝ライテック株式会社

UVee［ユービー］ユニバーサルダウンライト

2024年8月

ユニバーサルダウンライト

寄り添う、UV。

これからのクリーンな空間づくりへ。
有人環境でも照射できる紫外線で新たな環境衛生を提供します。

※本製品はウシオ電機株式会社が開発した「Care222®」の技術を使用しています。 ※「Care222」は、ウシオ電機株式会社およびUshio America, Inc. の商標または登録商標です。

ユービー は 有 人 環 境でも照 射できます

UV照射でウイルス抑制・除菌！

表面除菌

東芝ライテック株式会社

空気除菌（UVC照射エリア）

有人OK

東芝ライテック株式会社

UVee［ユービー］ユニバーサルダウンライト

2024年8月

UV照射でウイルス抑制・除菌をする
UVee（ユービー）は有人環境下で使用できるウシオ電機の抗ウイルス・除菌技術「Care222®」を搭載したウイルス抑制・除菌用 UV 照射器です。

※「Care222」は、ウシオ電機株式会社およびUshio America, Inc. の商標または登録商標です。

空間にフィット狙って除菌

空気・物体表面の除菌

UVee紹介動画センサーによるセーフティ機能搭載

ウイルスは自然に減少するのに時間がかかります
ウイルスはエアロゾルで最長3時間、物体表面では最長28日残ります

ある特定のウイルス、室温20℃の場合

・室温20℃ではウイルス半減に1～3日、90%減少に5～9日要します
・生存期間は室温30℃で3~7日、40℃では1～2日です

粒子が大きいものは落ちる

ステンレス(ドアノブなど)

ガラス

ポリマー紙幣

ビニール

紙の紙幣
参考文献：
Riddell, et al.: The eﬀect of temperature on
persistence of SARS-CoV-2 on common surfaces,
Virology Journal 17, 145(2020)

感染者の手などを媒介して付着

綿布

最長28日
最長14日

UVee なら不特定多数の人が触る物体表面のウイルスを抑制できます！

有人環境でも照射が可能！空気・物体表面の除菌ができます。
有人環境でも使用可能な抗ウイルス・除菌技術「Care222®」を搭載した紫外線照射装置です。
一般的な照明器具に近い設置が可能で、従来の紫外線照射装置では出来なかった、有人環境での“環境表面と空気”への紫外線照射を実現しました。
カフェのテーブル

ATM操作面

操作タッチパネルの除菌にマンションエントランス

テーブルの上の除菌に

1

インターフォンの除菌に窓口カウンターカウンターの除菌に

オフィス入口

出入り口のドアノブ除菌に※写真およびUV照射状態はイメージです東芝ライテック株式会社

UVee［ユービー］ユニバーサルダウンライト

2024年8月

空間にフィット、狙って除菌センサーによる消灯機能搭載埋込器具なので、空間にフィットします。
首振り角度45°、水平回転角度340°に調整できるので除菌対象を狙って照射できます。

光源に近付いた場合は、近接センサーにより強制消灯する機能を設けています。また、内蔵人感センサーを使用することで、無人環境のみでの点灯も可能です。
近接センサー
人感センサー

点灯表示LED
動作表示LED※写真およびUV照射状態はイメージです

Care222®の特長
Care222 ®は、波長222nmをピークに持つエキシマランプに特殊な光学フィルタを組み合わせることで、ヒトに悪影響を及ぼす230nm以上の波長をカットしたウシオ電機独自の抗ウイルス・除菌技術です。

有害波長をカットした有人環境下で使用可能な紫外線

光学フィルター

有害な紫外線有害な紫外線

有人環境に照射可能な222nm紫外線技術に関する詳しい情報は「ウシオの環境衛生サイト」
よりご確認ください

ウシオ電機HP：https://clean.ushio.com/jp/tech/care222/

生体透過率が低い人体に影響のない紫外線

紫外線の優れた除菌力

Care222 ® で使用されている波長222nmの紫外線は、角質層や目の角膜で吸収されるため、日焼けや皮膚ガン、白内障といった障害を引き起こしません。

波 長 2 2 2 n m の 紫 外 線 は 、D N A 、R N A を 持 つ様々なウイルスや細菌に働きかけ、除去することができます。また、薬剤と異なり、薬への抵抗力を持った耐性菌を作りません

従来の紫外線

皮膚の場合

目の場合

222nm
従来の紫外線

222nm

2東芝ライテック株式会社

UVee［ユービー］ユニバーサルダウンライト

2024年8月

導入事例
東芝・共創センター
東芝・共創センターのエントランスに導入！

（株）東芝は2021年2月に川崎市同社スマートコミュニティセンター
内に「東芝共創センター」をオープン。顧客やパートナー企業との価値創造を実践する共創拠点としてのワークショップ空間です。

本施設は不特定多数の方々が集い使用するため、有人環境下で使用できるウイルス抑制・除菌用UV照射器“UVee（ユービー）”を導入しています。

目に見えないウイルスを、UV光によって抑制するUVee設置により 対策を見える化

UVeeで除菌したタッチパネル（共創スタジオK2出入口）

導入の概要

高さ約3.5mの天井から2箇所（ドアノブ UV放射照度分布設計（イメージCG）とタッチパネル）をUV照射（株）ウエキコーポレーション本社ビル
ウイ ル ス 抑 制・除 菌 用 U V 照 射 器 U V e e（ユービー）でクリーンな空間を確保！

（株）ウエキコーポレーションは、東芝ビジネスパート
ナーの一員としてウイルス制御・除菌用 UV 照射器
UVee（ユービー）の発売を開始しました。UVee を販売するにあたり、実際にウイルス抑制・除菌の効果を確認するために、ウエキコーポレーション本社の 1 階エント

ランスホールと 2 階打ち合わせ客室、3 階役員会議室の3 ヶ所に UVee4 台を設置しました。

役員会議室

その他UVeeの納入施設例はこちら

２階打合せ用客室

3

内線呼び出し携帯電話器を用意したエントランスホール

電話携帯器の台から1.2m上の天井設置

東芝ライテック株式会社

UVee［ユービー］ユニバーサルダウンライト

2024年8月

照射方式と運転設定
点灯時間、消灯時間は商品図面もしくは取扱説明書をご確認ください。

［ 照射方式 ］

有人環境下で紫外線を照射できる時間と照射量は、1日のうち連続8時間まで、照射は限界値を22mJ/cm 2 以下に抑える必要があるため、紫外線照射はタイマーにより点灯、消灯を繰り返して照射量を抑えています。

点灯（紫外線照射の注意事項はP7参照）

消灯

点灯※照射はイメージです 実際に紫外線は人の目に見えません［ 運転設定 ］

運転設定は、自動運転、人感センサー運転、手動運転の3種類があり、運用に合わせて選ぶことができます。

UVeeユニバーサル
ダウンライトタイプ
取扱説明書はこちら

各設定の消灯時間は、照射窓と人の距離によって変わりますので、設定環境に合わせて設定を行ってください。
設定の詳細は、商品図面もしくは取扱説明書をご確認ください。

自動運転

有人環境で前日と同時刻に自動で点灯開始させる場合

無人環境で照射0時

有人環境で照射（8時間）
9時

17時

人がいるとき人がいなくなると在時は消灯

点灯

繰り
返し

無人環境で照射

点灯

消灯

点灯

繰り
返し

24時

※設定時間は例です

消灯

繰り
返し

おすすめ場所

待合室のソファ

在時は消灯消灯

繰り返し

点灯

毎日繰り返し運転
単独動作させるときにおすすめ消灯点灯・消灯を繰り返し、不在が2時間以上続くと消灯します。
有人点灯開始時間を変更したい場合は、開始したい時刻に電源リセットをかける必要があります。

人感センサー運転

人がいないときだけ0時

無人環境でのみ点灯する場合
無人環境で照射
9時

在時は消灯

17時

点灯

手動運転

消灯

点灯

不在になると照射し、点灯・消灯を繰り返します。
（不在が2時間以上続くと消灯します）

人がいるとき電源ON無人環境で照射(6時間)
8時間後

人がいなくなると点灯

点灯

繰り
返し

24時間
繰り返し

24時

エレベーターの操作スイッチ

人がいないときのみ照射
紫外線を人に当てたく

在時は消灯※照射はイメージです。
実際に紫外線は人の目に見えません。

ない場合におすすめ

有人環境で任意の時刻に手動で点灯開始させる場合（毎日電源入切が必要）

有人環境で照射（8時間）

繰り返し

おすすめ場所消灯

消灯

消灯（10時間）

14時間後

在時は消灯

点灯

繰り
返し

消灯

おすすめ場所
24時間後

消灯

消灯

電源管理システムや市販タイマーとの組合せ

毎日電源を入切により照射開始

点灯・消灯を繰り返し、不在が２時間以上続くと消灯します。
電源ONして8時間は有人環境で照射し、6時間は無人環境で照射すると消灯する1サイクルのモードです。

【照射条件】●光過敏を有する方、妊娠されている方等は、日頃の紫外線対策と同様の対応をお願いします。●他の照明器具と同様に、近距離での直視は避けてください（目に違和感が起きる可能性があります）。●人が一日に浴びてもよい222nm 紫外線の許容限界値（TLV）はACGIH（アメリカ合衆国産業衛こ生専門官会議）およびJIS Z 8812（有害紫外線放射の測定方法）により22mJ/cm2以下（1日当たり8時間以内）となっています。Care222®を使用する際は、の許容値内となるよう設置・運用します。

4東芝ライテック株式会社

UVee［ユービー］ユニバーサルダウンライト

2024年8月●おすすめ運用例（商業施設の場合）

Point！
！

感染リスクが高まる、お客様が多い時間帯に照射しましょう！

店舗の営業時間は10時間、運転設定はどうしよう？
OPEN

0：00

10：00

11：00

営業時間

無人環境で照射■人がいる時

消灯

19：00

CLOSE

20：00

有人環境でも照射（8時間）■人がいない時■人がいる時■人がいない時

点灯

点灯

点灯

消灯

消灯

24：00

無人環境で照射■人がいない時■人がいる時

消灯

消灯

点灯

消灯

ウイルスを90%抑制するために必要な時間※1〈天井高3.0mのとき〉

照射場所

レジカウンター人がいる時人がいない時

約74分

約16分

約14分

約64分

（床上高さ1.0m）

テーブル（床上高さ0.8m）

ベンチ

約29分

約106分

（床上高さ0.4m）

注)実使用空間での実証結果ではありません。
ご使用環境により効果は異なります。

※1 天井高さ3.0mのとき、ウイルス抑制に必要な時間は照射エリアにおけるピーク放射照度で計算しています。

自動運転の間欠点灯（有人環境：点灯約15秒、消灯約200秒、無人環境：点灯約15秒、消灯約30秒）を考慮しています。
参考文献：Kitagawa, et al.(2021) DOI: https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2021.102184※ 画像およびUV照射状態はイメージです。

照 射範囲とウイルス抑 制に必要 な照 射 時 間（ 目 安 ）ウイルスを90％抑制するために必要な時間※4

条件①：天井高3.0mに設置（人までの距離が1.3m※2）

条件②：天井高4.0mに設置（人までの距離が2.3m）※2自動運転／手動運転

有人環境（8時間のみ）※3

照射器具から

※3

照射器具から

※3

照射器具から照射範囲

Φ0.8m（約0.5m2）

照射範囲

Φ1.6m（約2.1m2）

照射範囲

Φ2.5m（約5.1m2）

1m

2m

3m

条件① 約 14 分

条件② 約 6 分

条件① 約 64 分

条件② 約 27 分
条件① 約 138 分

条件② 約 59 分

注）実使用空間での実証結果ではありません。
ご使用環境により効果は異なります。
注）天井が低い場合でUVeeから照射距離1m未満のご使用は避けてください。照射距離1m未満は近接センサーで強制消灯します。

無人環境

人感センサ運転（No.0）

約3分

約5分

約 14 分

約 23 分

約 29 分

約 49 分

※2 UVeeは間欠点灯します。自動運転／手動運転での有人環境では点灯約15秒、消灯は条件①は約200秒、条件②は約80秒、無人環境では点灯約15秒、消灯約30秒、人感センサ運転では点灯約15秒、消灯約60秒で間欠点灯となり、いずれも2時間以上、人が不在の場合は自動で消灯します。
※3 照射範囲はピーク放射照度値×0.6の放射照度となる直径と面積を表しています。
※4 ウイルス抑制に必要な時間は照射エリアにおけるピーク放射照度で計算しています。
参考文献：Kitagawa, et al.(2021) DOI: https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2021.102184

5

無人環境

UVee設置・除菌時間
かんたんシミュレーション

東芝ライテック株式会社

UVee［ユービー］ユニバーサルダウンライト

2024年8月

除菌効果について［ 時間経過によるウイルス抑制率 ］＜条件＞

設置環境：天井高3.0m、人までの距離1.3m
照射対象：床上高さ1.0mのカウンター表面（照射距離2.0m）

あるウイルスの減少率

点灯開始後の時間経過によるウイルス抑制率を表しています。

照射前

点灯開始からの時間※1[分］

05090％

10064分

15020099％
99.9％※1 ウイルス抑制に必要な時間は照射対象におけるピーク放射照度で計算し、有人環境での間欠点灯（点灯約15秒、消灯約200秒）を考慮しています。
参考文献：Kitagawa, et al.(2021) DOI: https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2021.102184
実使用空間での実証結果ではありませんので、使用環境により効果は異なります。
記載したウイルス抑制率は、計算結果であり、実使用条件下での性能を保証するものではありません。

［ 照射シミュレーション（時間経過）］

照射完了※2※2 ウイルスを90%以上抑制する照射量の紫外線が照射されたエリア

紫外線照射の注意事項● 光過敏を有する方、妊娠されている方等は、日頃の紫外線対策と同様の対応をお願いします。

● 他の照明器具と同様に、近距離での直視は避けてください（目に違和感が起きる可能性があります）。

●人が一日に浴びてもよい222nm 紫外線の許容限界値（TLV）はACGIH（アメリカ合衆国産業衛生専門官会議）
およびJIS Z 8812（有害紫外線放射の測定方法） により22mJ/cm2以下（1日当たり8時間以内）となっています。Care222®を使用する際は、この許容値内となるよう設置・運用します。

●ご使用条件に合致していることを確認するため、設置工事が完了しましたら当社が定めます『設置確認・作業完了書』の提出をお願いいたします。
1,000,000

TLV (mJ/cm2)

100,000
10,0001,000

ACGIH Ultraviolet Radiation
Thereshhold Limit

222nm

100
10ACGIH⇨

North America, (ANSI)

254nm

IEC / ISO

Euro, (EN)China, (GB)Asia, Oceania (AS)
Korea (KC)22mJ/cm2
6mJ/cm2

1Japan, (JIS)

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
Wavelength (nm)※閾値は米国におけるACGIH/米国産業衛生専門官会議の勧告値を採用しています。

波長TLV

相対分光有害作用※3222nm

22mJ/cm227%

254nm

6mJ/cm2100%※3：254nmの許容限界値を100%として算出。

6東芝ライテック株式会社

UVee［ユービー］ユニバーサルダウンライト

2024年8月

設置イメージ
応接室・会議室

入れ替わり複数の方が利用する会議室の机の表面を除菌します。
必要照射時間※1
人がいる時 114分
人がいない時 14分

除菌完了

自動で除菌されるので、消毒作業する手間や人件費が省ける！

※画像およびUV照射状態はイメージです。

※1 天井高さ2.8mのとき、床上0.8ｍの机表面のウイルスを90%抑制するのに必要な照射時間
参考文献：Kitagawa, et al.(2021) DOI: https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2021.102184

銀行店舗

不特定多数が触れるATMや端末の操作画面を除菌します。
必要照射時間※2
人がいる時 108分
人がいない時 14分

除菌完了

水気や薬剤が不安な操作画面も除菌できる！

※画像およびUV照射状態はイメージです。

※2 天井高さ2.8mのとき、床上0.8ｍのATM操作画面のウイルスを90%抑制するのに必要な照射時間
参考文献：Kitagawa, et al.(2021) DOI: https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2021.102184

トイレ

手洗い水が飛散した洗面台や床面を除菌します。
必要照射時間※3
人がいる時 191分
人がいない時 24分

除菌完了

頻繁に消毒作業しにくい床の除菌も可能！

※画像およびUV照射状態はイメージです。

7※3 天井高さ2.8mのとき、床面のウイルスを90%抑制するのに必要な照射時間
参考文献：Kitagawa, et al.(2021) DOI: https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2021.102184

東芝ライテック株式会社

UVee［ユービー］ユニバーサルダウンライト

2024年8月

UVeeの配置設計UVeeを複数台配置する場合は、基本的に推奨取付間隔で設計してください。

推奨取付間隔と最小取付間隔（最低限取るべき器具間隔）があります。間隔を開けることが難しい場合でも、必ず最小取付間隔の円が重ならないように設計をお願いいたします。
推奨取り付け間隔※人までの距離例

最小取り付け間隔立位が多い部屋：天井高 1.7m

1日に22mJ/cm2以上を人に照射しないための制約です。

推奨取り付け間隔

人までの距離※最小取り付け間隔

2.8

2.3

1.1

1.1

2.7

2.3

1.0

2.7

3.2

1.5

2.8

3.3

1.6

2.8

3.4

1.7

2.9

3.5

1.8

3.0

3.6

1.9

3.1

3.7

2.0

[m]

1.5
1.7
1.8

設置例：会議テーブル（3m×1.2m）

Φ2.5m

最小取り付け間隔
Φ1.6m

設置間隔は弊社HPからも確認が可能です

1.92.0UVee設置・除菌時間
かんたん
シミュレーション

[m]

1.2m

3m

1.4
床1.6

天井高3.0m、人までの距離1.6m（座位を想定）、照射方向0°

推奨取り付け間隔

1.7

1.4m

1.4

約

2.6

3.1

1.3

座位

1.3m

2.5

3.0

1.2

約

1.2

立位

2.4

2.9

1.0

天井高さ

天井高

座位が多い部屋：天井高 1.4m
照射窓と頭の距離

除菌対象を効率よく照射するための目安です。

照射対象：
会議テーブル（8人掛け）

3m

1.6m

取付間隔1.4m
最小取り付け間隔の円が重ならないのでOK配置設計の注意事項
運転設定は最大放射照度に基づいて22mJ/cm2を超えない点灯/消灯時間となっています。
複数台数設置するときも1台での最大放射照度を超えないことが必須です。

設置間隔広いイメージ

設置間隔狭い人の位置における1台での最大放射照度

放射照度

OK

斜め照射の場合も同じ角度での設置の場合は上記取り付け間隔表にて設置台数の算出が可能です。

OK※：同角度で最小取り付け間隔を守って取り付けた場合

NG

紫外線の許容限界値を守れないので同じ対象を2台以上の器具で照射することはできません。

NG8東芝ライテック株式会社

UVee［ユービー］ユニバーサルダウンライト

2024年8月

仕様
ユニバーサルダウンライトタイプ

直付タイプ

天井埋込で空間にフィット■ 人感センサー検知範囲

天井や壁に直付け設置が可能

UV-CU01007K-LS9

UV-CG0100-LS9仕様
定格電圧：AC100V～240V
電源ユニット内蔵
本体：アルミダイカスト
化粧枠：鋼板
ランプ公称寿命：3,000時間
運転設定：自動運転、手動運転、人感センサー運転※照射窓と人との距離に応じて設定（1m未満は人感センサー運転のみ）
センサー仕様：人感センサー、近接センサー内蔵
質量：2.2kg
備考
断熱施工不可本製品はウイルス抑制・除菌用UV照射器です。
電源は照明器具やその他の機器と別系統にしてください。
交換用ユニット形名：UV-CUC0101（別売品）仕様
定格電圧：AC100V～240V
電源ユニット内蔵
本体：アルミダイカスト
化粧枠：鋼板
ランプ公称寿命：3,000時間
運転設定：自動運転、手動運転、人感センサー運転※照射窓と人との距離に応じて設定（1m未満は人感センサー運転のみ）
センサー仕様：人感センサー、近接センサー内蔵
質量：2.5kg
備考
本製品はウイルス抑制・除菌用UV照射器です。
電源は照明器具やその他の機器と別系統にしてください。
交換用ユニット形名：UV-CUC0101（別売品）

オープン価格◯19.3W（100V）19.5W（200V）19.9W（240V）◯

19.3W（100V）19.5W（200V）19.9W（240V）

97

φ160137

器具

100

UVランプ

1.0φ200

照射窓

片側180（注）人感センサーが感知しない可能性があります

1.090°

名称
近接センサー送信部

近接センサー受信部
人感センサー

点灯表示LED

動作点灯状態

ランプ消灯時

消灯

ランプ点灯時

動作表示LED

赤点滅※

近接検知中
運転中

ランプ寿命

設置・施工・運用上のご注意

青点灯異常発生時

点灯表示LED

動作表示LED

赤緑点滅

緑（点灯または点滅）

橙（点灯または点滅）※

ウイルス対策のステッカー

ウイルス抑制・除菌中をお知らせするためステッカー（□150mm）をご用意しております。
弊社営業担当にお問合せください。
ウイルス抑制・除菌UV照射器を設置しています※本製品はウシオ電機株式会社が開発したCare222®の技術を使用しています。
※「Care222」は、ウシオ電機株式会社および Ushio America, Inc.の商標または登録商標です。

※ランプ寿命後、不点に至った場合は赤点滅します。

＜設置・施工に関するご注意＞＜設置確認・作業完了書について＞●紫外線検知式炎センサーがある場所では使用しないでください。炎と間違われて検知されに準拠し、安全性を保持する仕様にしております。安全性保持●設置方法・運転モードをご理解いただきました電気工事の有資格者がご設置ください。
る可能性があります。

●本製品の電源系統は、照明器具やその他の機器と別系統にしてください。電源リセットにより自動スタート時刻を設定するため、別途スイッチを設けてください。

●設置する前に本体の設定スイッチで運転設定を行ってください。運用に合わせて、運転設UVeeは近接センサーや人感センサーを搭載することで諸規格のため、商品特性を理解した弊社の認定業者からご購入いただける商品です。また、設置いただく現場ごとに当社が定めます
設置、ご使用条件に合致していることを確認するため、必ず定を設定してから取付してください。
設置後、運転設定を変更しないでください。

『設置確認・作業完了書』の登録をお願いいたします。

す。
近距離で照射すると急激に変色する恐れがあります。

より受領番号をご連絡させていただきます。

●近距離で壁紙、樹脂製品に照射しないでください。
紫外線は壁紙、樹脂製品を劣化させま●点灯中、照射窓から1.0m以内に人、物体が入らないようにしてください。
近接センサーによりご登録いただいた工事店様メールアドレス宛に、弊社担当者1.0m以内に人がはいると強制消灯します。

『設置確認・作業完了書』は、弊社ホームページから登録できます。
(http://www.tlt.co.jp/tlt/support/completion_report/uvee/uvee.htm)

9■ 近接センサーの検知距離

器具高さ4mまで

243

757545°■ 表示部

オープン価格東芝ライテック株式会社

UVee［ユービー］ユニバーサルダウンライト

2024年8月

運用上のご注意●照射により臭いが発生することがありますが、人体に害となる成分の臭いではありません。違和感や体調の変化等を感じた際は、ただちにご使用を取りやめ、医師にご相談ください。

●照射窓にひび、割れが見られた場合には直ちに電源をOFFしてください。
有害な紫外線が漏れ、目や皮膚に傷害を起こす恐れがあります。
●照射中、照射直後に照射窓付近に素手で触らないでください。

照射中、照射直後は照射窓及びその周辺部は高温になっている可能性があります。
そのため照射窓やその周辺部には触らないようお願いいたします。

●照射器に取り付けられたセンサーは赤外線を検出する方式です。
左図の角度内に蛍光灯や白熱電球など赤外線を発する機器が存在すると、センサーが反応して照射器が動作を停止する場合があります。

安全上のご注意●本製品の近くでは、薬品や酸素、水素などの可燃性および引火性の気体（液体）を使用しないでください。
発火、爆発の恐れがあります。
●分解や改造すると、落下や火災、感電、けがの原因となります。

●濡れた手で電源線を抜き差ししたり、製品の操作をすると、感電の原因となります。

●異臭や煙が出たら、すみやかに使用を中止してください。
火災や感電の原因となります。

●製品に表示された電源電圧（定格電圧±6％以内）以外で使用すると火災や感電の原因となります。
●製品を覆ったり密閉すると内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。
●水や液体が内部に入ると火災や感電の原因となります。

●次の場所では使用・保管しないでください。
感電、負傷、故障、誤動作の原因となります。
・液体のかかる場所 ・水滴、水蒸気にさらされる場所（湿度が高い場所）
・電力の供給が不安定で、電源電圧が異常に変動する場所
・振動・衝撃がある場所 ・直接、雨・風のあたる場所

所

・熱源の近くや、直射日光が当たる場所

・塩分、イオウ分など多く含んだ空気にさらされる場所

・オイルミストが発生する場所

・周囲温度が５℃～４０℃の範囲を超える場●除菌用途以外の目的では使用しないでください。
本製品は、部屋の除菌を行うための装置です。
それ以外の目的に使用すると、思わぬ事故原因となります。

●近接センサー送信部、人感センサーを紙や布で覆ったり、物を詰めたりしないでください。
本製品はJISZ8812に定められている1日に浴びる紫外線の許容量（22mJ/cm2）を超えないように近接センサーと人感センサーで制限しています。
近接センサーと人感センサーが働かないと１日に浴びる紫外線の許容値を超える原因となります。

●本製品はJISZ8812に定められている1日に浴びる紫外線の許容量（22mJ/cm2）を超えないようにタイマーによって紫外線量を制限しています。
停電などで電源が遮断された場合に、電源を復帰するとタイマーがリセットされ1日に浴びる紫外線の許容量を超える場合があるので、そのまま電源を復帰せずに、指定時刻に復帰するようにしてください。

2となっております。22mJ/cm2を超えないような設●JISZ8812では紫外線の許容量が定められており、222nmの場合、22mJ/cm（1日8時間）定にしておりますが、それを超えて作業する必要がある場合は、長そでなどで皮膚を、ゴーグルなどで眼を保護してください。

●他の照明器具と同様に、近距離での直視は避けてください。
（目に違和感が起きる可能性があります）違和感や体調の変化等を感じた場合は、ただち に使用をとりやめ、医師にご相談ください。

●製品に強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
故障や思わぬ事故の原因となります。
●照射窓を触ったり、物を置かないでください。
故障や思わぬ事故の原因となります。

●動作表示LEDが赤色に点滅した時は、電源を遮断してください。
ランプ不点、無負荷、出力過電流、インバータ温度超過を検知すると動作表示LEDが点滅します。
そのまま使用しますと感電、故障の原因となります。

●光過敏を有する方、妊娠されている方、日頃の紫外線対策と同様の対応をお願いします。

●植物は紫外線に対して敏感です。
植物の種類によっては、葉がしおれ、枯れてしまうことがあります。

UVee接続台数■MESLシリーズ接続台数
形名

UV-CU01007K-LS9
UV-CG0100-LS9

電源AC100V
AC200V
AC240VTMURB641A

ON/OFF端末機
TMURB642A

521

TMURT642B

TMRR01C

リモコンリレー21

TMRR02C

7610東芝ライテック株式会社

UVee［ユービー］ユニバーサルダウンライト

2024年8月■価格後ろの印説明○ 在庫対応品■ 補修用性能部品の保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

「安全上のご注意」、
また「ご使用上の注意」
については、取扱説明書に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
保証とアフターサービスについては総合カタログやホームページよりご確認ください。

「東芝ライテック商品ご相談センター」0120-66-1048◎携帯電話など
からのご利 用 は（通話料無料）

046-862-2772︵有料︶

お 買 い物・使 い方・修理のご相談は◎FAX

受付時間

9：00－18：00（日曜、祝日、年末年始を除く）

0570-000-661 ●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。
●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。
●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
●本誌から無断で複製、転載、流用はご遠慮いただけますようお願いいたします。

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で東芝ライテック株式会社

次世代ソリューション事業推進部〒237-8510

神奈川県横須賀市船越町1-201-1

https://www.tlt.co.jp/

問合せ：http://www.tlt.co.jp/tlt/contact/contact.htm

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このカタログの内容は2024年8月現在のものです。

C4337-50824

TLT