農業用計測器

ｐＨ計・ＥＣ計✓✓✓✓簡易型
ポケットタイプ
ポータブル
卓上型

DEMETRA

《土壌酸度測定器》

起電式、直接挿入するだけで土壌の酸度がわかる、土壌専用の計測器です。
電池や標準液等の消耗品は必要ありません

DM-1●プランター等少ない土にもDM-1

防水機能無DM-3

DM-5

●一般用

DM-3

●湿度計付きDM-5
防水機能無防水機能無測定範囲：3.0~7.0ｐH

測定範囲：3.0~7.0ｐH

測定範囲：3.5~7.0ｐH

最少目盛：0.2pH

最少目盛：0.2pH

本体寸法：50φ×165㎜

本体寸法：50φ×165㎜

本体重量：148ｇ

本体重量：142ｇ

付 属 品：携帯用ソフトケース JP

付 属 品：携帯用ソフトケース JP

0~100（水分）最少目盛：0.2pH
本体寸法：50φ×165㎜
本体重量：156ｇ
付 属 品：携帯用ソフトケース JP■土壌酸度計について

DM-13

●普及型

DM-15

土壌専用の計器です。土壌以外の物質や粒の大きい●普及型

土の測定はできません。

●湿度計付き《測れないもの》
・液体・肥料・石灰類

・赤玉土・鹿沼土・川砂・真砂・土軽石・水コケ・ロックウール・その他改良用土(腐葉土、ピートモス、バーク堆肥、ヤシガラ、木炭、くん炭、バーミキュライト、パーライト等）※防水機能はありません。水洗いできません。

DM-15

防水機能無

測定範囲：3.0~7.0ｐH
DM-13

防水機能無1~8（水分）測定範囲：3.0~7.0ｐH

最少目盛：0.2pH

最少目盛：0.2pH

本体寸法：47×47×160㎜

本体寸法：47×47×160㎜

本体重量：136ｇ

JP

本体重量：98ｇ JP

作物が好む土の酸度《比色式ｐH検定器》
DM-2

酸性

●ガラス電極pH計に匹敵する精度

ｐH 4.5●色の変化が鮮明で見比べやすい●土を水に混ぜることなく、直接土壌に試薬をかけて判定できます

DM-2
測定範囲：4.0～10.0pH
指示液50㎖ A型
採土皿､採土用スプーン
カラーチャート、携帯用ポーチ
別売試薬：50㎖ A型(一般用)､B型(Kcl含有) JP

ブルーベリー
サツキ・ツツジ
ジャガイモ
クローバー
ミカン
ローズマリー
ヒマワリ
サクラソウ
バラ
トマト
ピーマン
ニンジン
エダマメ
イチゴ
キュウリ
キク
アサガオ
サルビア
ブロッコリー
ホウレンソウナス
メロン
ペパーミント

5.0

5.5

6.0

6.5

中性

アルカリ性

7.0

8.0

《ポケットｐHテスター》● 防水IP67●自動電源オフElite pH

PHﾃｽﾀｰ30

PHﾃｽﾀｰ10●バッテリー残量表示

ソフトキャリングケース
標準液と土壌用測定容器
防水性IP67

ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ

電極交換

ｷｬﾘｰｹｰｽ

ATC

温度表示

安定マーク

測定範囲：0.0~14.00pH
最少目盛：0.01pH㏗ 精 度：±0.01pH+1digit

標準液と土壌用測定容器

温度表示：0.0~60.0℃

防水性IP67
防水性IP67

ATC

電極交換

ATC

電

温度表示

交換電極：EL PH S

測定範囲：0.0~14.0pH

測定範囲：0.0~14.00pH

最少目盛：0.1pH

最少目盛：0.10pH

精度：±0.1pH

精電源：LR44(1.5V)×4

温度表示：0.0~50.0℃
電交換電極：PHSENSOR03DJ

度源

寸法・重量：38φ×165㎜・104ｇ

源：単四乾電池×4

付属品：pH標準液pH7.0、pH4.0 100㎖

各1、土壌用測定容器

キャリングケース
寸法・重量：45×35×200㎜・183ｇ：±0.01pH：LR44(1.5V)×4

交換電極：PHSENSOR03DJ
付属品：pH標準液pH7.0,pH4.0

温度制度：±0.5℃+1digit（50℃迄）

電極交換

SG

《突刺し型のｐH計》 ● センサーを直接土壌に突刺してｐHの測定が出来ます

50㎖各1、土壌用測定容器
SGPHﾃｽﾀｰSoilElite pH Spear

Expert PH●用途：土壌果物、チーズ、蒲鉾
ハム、ソーセージなど

防水性IP67温度表示

ATC

安定マーク

ダイレクト測定

電極交換

測定範囲：0.0~14.0pH

測定範囲：2.0~11.0pH

最少目盛：0.1pH

最少目盛：0.01pH㏗ 精 度：±0.1pH+1digit

精度：±0.1pH

温度範囲：0~50.0℃

電源：LR44(1.5V)×4

温度制度：±0.5℃+1digit

交換電極：ECFG6351101B

電

付属品：pH標準液pH7.0,pH4.0 50㎖各1

源：LR44(1.5V)×4

付属品：pH標準液pH7.0､pH4.0 50㎖
寸法・重量：45×30×170㎜・95ｇ

各1土壌用測定容器

センサーケーブル1ｍ

SG

直接土壌にセンサーを挿入して測定できます

安定マーク

測定時に数値が安定すると表示、読取のタイミングをお知らせします

バックライト

バックライト付きの大型液晶画面
自動温度補償、液温誤差を自動で補正します（25℃換算）

電極交換
防水性IP67

最少目盛：0.01pH

ダイレクト測定ATC

ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ安定マーク測定範囲：0.0~14.00pH

寸法・重量：38φ×165㎜・104ｇ（本体）SGダイレクト測定
温度表示㏗ 精 度：±0.01pH+1digit
電源：単四乾電池×4

交換電極：EL PH S
付属品：pH標準液 pH7.0,pH4.0 各1
寸法・重量：45×35×285㎜・180ｇ

JP 日本製SG シンガポール製SG《ポータブルｐHテスター》
PM-65●アナログタイプ

PH5+●衝撃保護ケース付、防滴設計

PH6+●高感度のセンサー(日本製）●衝撃保護ケース付、防滴設計●ORP計(センサー別売）

キャリングケースセット
PM-65

防水機能無

測定範囲：1.0~13.0pH

PH5+ 防水性IP54

最少目盛：0.2pH

測定範囲：1.0~13.0pH､温度0.0~100.0℃

精最少目盛：0.01pH､0.1℃

度：±0.1pH

温度補正：0~80℃（手動）精校

温度補正：自動/手動（0~100℃）

正：ｐH7.0､pH4.0またはpH10.0（手動）校

本体寸法・重量：170×110×65㎜・500g
付属品

度PH6+ 防水性IP54

正精

本体寸法・重量158✖85×42㎜・255g

温度計､土壌測定用容器(30cc)10cc容器×3

付属品

校：電極 pHECFC7252101B 温度PH5TEM01P

JP

度：±0.01pH（2.0~12.0pH）､1mV,±0.1℃

温度補正：自動/手動（0~100℃）

能：オートオフ（17分後）

標準液pH4.0,pH7.0 50㎖ 粉末pH7.0,pH4.0各1006P(9V電池) ACアダプタ 携帯用ケース

最少目盛：0.01pH､0.1℃：3点（USAまたはNIST）自動機：pH電極 CE-601 電極内部補充液20㎖

測定範囲：1.0~13.0pH､温度0.0~100.0℃ -1000~＋1000ｍV：±0.01pH（2.0~12.0pH）､±0.1℃

標準液pH4.0,pH7.0 電極保存液 脱イオン水
単4乾電池×4 キャリングケース

SG

正：3点（USAまたはNIST）自動､±50mV機

能：オートオフ（17分後）

本体寸法・重量158✖85×42㎜・255g
付属品：電極 pHECFC7252101B 温度PH5TEM01P
標準液pH4.0,pH7.0 電極保存液 脱イオン水
単4乾電池×4 キャリングケース《ポータブル高機能ｐHテスター》

SG※PRPセンサーは別売●内蔵メモリ機能-測定値を保存できます●校正アラーム機能-校正のタイミングをお知らせします●キャリングケース付き

PH150

・測定データメモリ機能（150データ）

PH450

・測定データメモリ機能（500データ）
・パソコンと簡単接続、データを保存できます・バックライト付きディスプレイ

ビーカー等にセンサーを固定できるグリップクリップ

キャリングケースセット
PH150

防水性IP67

PH450

防水性IP67

測定範囲：1.0~13.0pH､温度-10.0~110.0℃ -2000~＋2000ｍV

測定範囲：1.0~13.0pH､温度-10.0~110.0℃ -2000~＋2000ｍV

最少目盛：0.01pH､0.1℃､最少目盛：0.01pH､0.1℃､

精

精度：±0.01pH（2.0~12.0pH）､1mV,±0.1℃

度：±0.01pH（2.0~12.0pH）､1mV,±0.1℃

温度補正：自動/手動（-10~110℃）

温度補正：自動/手動（-10~110℃）

校：pH5点まで､自動､±200mV

校

メモリ

正：150データ

メモリ：500データ､データ出力（USBまたはRS232)

電：単3乾電池×2またはACアダプター（別売）

電：単3乾電池×2またはACアダプター（別売）源正源：pH6点まで自動､±200mV

本体寸法・重量200×83×57㎜・500g

本体寸法・重量200×83×57㎜・500g

付属品

付属品

：電極 pHECFC7252201B 温度PH5TEM01W：電極 pHECFC7252201B 温度PH5TEM01W

標準液pH4.0,pH7.0 電極保存液 脱イオン水

標準液pH4.0,pH7.0 電極保存液 脱イオン水､USBケーブル

単3乾電池×2 キャリングケース､電極固定クリップ SG

単3乾電池×2 キャリングケース､電極固定クリップ SG※PRPセンサーは別売※PRPセンサーは別売

《多機能テスター》 １台で複数項目の水質測定が可能●pH,EC,℃測定

PCT35●pH,EC,TDS,塩分,℃の測定

Elite PCTS

●土壌測定セット●土壌測定セット

ソフトキャリングケース

防水性IP67
Elite PCTS(pH,EC､TDS,Salt,℃）

安定マーク

電極交換

ｷｬﾘｰｹｰｽ

ATC

温度表示

ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ

測定範囲：0.0~14.00pH/0~1990μS/cm､2.00~20.00mS/cm/0~1000ppm､0.1~10.0ppt
0~10.0ppt/0~50.0℃
防水性IP67
PCT35(pH,EC,℃）

ATC精

温度表示

電極交換

度：0.01pH（2.0~12.0pH）/±1％F.S/±0.5℃

最少目盛：0.01pH/0.1μScm､1μS/cm,0.01mS/cm/0.1ppm､1ppm、0.01ppt/0.1ppt/0.1℃

測定範囲：0.0~14.00pH/0~1990μS/cm､2.00~20.00mS/cm/0~50.0℃

自動温度補償：有精

校

正：pH 3点（自動）/EC 2点（自動または手動）

最少目盛：0.01pH/10μScm､0.01mS/cm/0.1℃

電源：単4乾電池×4

自動温度補償：有交換電極：PCS

度：0.01pH（2.0~12.0pH）/±1％F.S/±0.5℃（標準温度25℃）

校

正：pH 3点（自動）/EC 2点（自動または手動）

電源：LR44(1.5V)×4（標準温度25℃）
オートオフ8.5分

寸法・重量：45×35×200㎜・183ｇ
付属品

オートオフ8.5分:標準液(pH7.0,4.0,1,413μS/cm､12.88mS/cm）100㎖各1
土壌測定容器30cc単4電池×4､ソフトキャリングケース SG

交換電極：PCSENSOR
寸法・重量：38φ×135㎜・104ｇ
付属品：電極(PCSEN)､標準液(pH7.0,4.0,1,413μS/cm）50㎖各1
土壌測定容器30cc×2､採土用スプーン､LR44×4《高機能マルチテスター》

SG●内蔵メモリ機能-測定値を保存できます●校正アラーム機能-校正のタイミングをお知らせします●キャリングケース付き

PC450

防水性IP67

・pH,EC,ｍV,TDS,塩分濃度℃の測定

PC450K

・pH,EC､TDS,塩分濃度℃測定

・キャリングケースキット付き・センサーケーブル3m溶液タンクの管理にビーカー等にセンサーを固定できるグリップクリップ

キャリングケースセット
PC450(pH/EC/TDS/℃） 防水性IP67

PC450K(pH/EC/TDS/℃）mVはセンサー別売 防水性IP67

測定範囲：1~13.00pH

測定範囲：1~13.00pH/‐2,000~∔2,000mV

0~20.00mS/cm

0~200mS/cm

0~200ppt（TDS係数1.0）/-10~110.0℃
精 度

0~200ppt（TDS係数1.0）/-10~110.0℃：±0.01pH/±1%FS+1digit/±0.5℃

自動温度補償：有精標準温度25℃

度：±0.01pH/±1%FS+1digit/±0.5℃

自動温度補償：有標準温度25℃

校 正：pH5点まで（自動）EC各レンジの付き1点

校正：pH5点まで（自動）EC各レンジの付き1点

機 能：自動データ目盛500、データ出力（USB又はRS232)

機能：自動データ目盛500、データ出力（USB又はRS232)

電 源：単3電池×2

電源：単3電池×2

またはACアダプタ（別売）

本体寸法・重量：200✖83×57㎜・500ｇ
付 属 品 ：電極（COMBI03BW)、単3乾電池×2、標準液（ｐH4.0,PH7.0,EC1,413μS/cm)

またはACアダプタ（別売）

本体寸法・重量：200✖83×57㎜・500ｇ
付 属 品 ：電極、 pH:ECFC7252201B/EC:CONSEN91W
SG

単3乾電池×2、標準液（ｐH4.0,PH7.0,EC1,413μS/cm)電極固定クリップ
USBケーブル、キャリングケース

SG《ポケットECテスター》※カップ型センサーは少量のサンプルをカップ内に満たして測定します。
タンクや容器等に浸け込んでの測定はできません

Elite CTS PIN

Elite CTS CUP⚫

EC,TDS、塩分、℃⚫

カップ型 センサー
少量サンプルの測定にソフトキャリングケース
防水性IP67

ATC

安定マーク

ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ

電極交換

測定範囲：0~1990μS/cm､2.00~20.00mS/cm/0~1000ppm､0.1~10.0ppt/0~10.0ppt/0~50.0℃

ｷｬﾘｰｹｰｽ

Elite CTS(EC､TDS,Salt,℃）
精度

温度表示

：±1％F.S/±0.5℃

最少目盛：0.1μScm､1μS/cm,0.01mS/cm/0.1ppm､1ppm、0.01ppt/0.1ppt/0.1℃自動温度補償：有（標準温度25℃）

校

正：各レンジにつき1点（3点まで）（自動または手動）

電源

単4乾電池×4

オートオフ8.5分

交換電極：ECSPIN,ECSCUP
寸法・重量：45×35×200㎜・183ｇ
付属品：電極(PCSEN)､標準液1,413μS/cm､12.88mS/cm 100㎖各1SG
土壌測定容器30cc単4電池×4､ソフトキャリングケース※TDS（総溶解固形物）は、水溶液に含まれているミネラルや塩分など不純物の総量を指し、ppmを用いて表します。
本器ではEC値から変換係数を用いて換算しています。係数の値は溶解している物質によって変わります。単位はppt(＝ｇ/L)とppm(＝ｍｇ/L)です。なおpptはparts per thousandの略で、parts per trillionではありません。
1Kgあたり1mgの溶解物を含んだ水溶液のTDSは1ppmとなります。

Expert CTS⚫

EC､TDS,塩分濃度､℃

ECﾃｽﾀｰ11+

ECﾃｽﾀｰ11⚫

カップ型 センサー少量サンプルの測定に

1,413μS/cm 50㎖
土壌用測定容器
防水性IP67

ATC

温度表示

安定マーク

Expert CTS(EC､TDS,Salt,℃）
測定範囲：0.0~20.00mS/cm/0.0~20.0ppt/0~10.0ppt

ATC0~50.0℃
精

温度表示

ECテスター11

度 ：±1％F.S/±0.5℃

1,413μS/cm 50㎖
土壌用測定容器

1,413μS/cm 50㎖
土壌用測定容器

ATC

電極交換

温度表示

電極交換

ECテスター11 防水性IP67

防水性IP67

測定範囲：0.0~20.00mS/cm､0~50.0℃

測定範囲：0.0~20.00mS/cm､0~50.0℃

20.ppt未満10ppm､20ppt以上0.1ppt

精精

0.1ppt/0.1℃

最少目盛：2.0ｍS未満10μScm,2.0mS以上0.1mS/cm

最少目盛：2.0ｍS未満10μScm,2.0mS以上0.1mS/cm/

度：±1％F.S/±0.5℃

度

2.0mS以上0.1mS /0.1℃

0.1℃

自動温度補償：有 （標準温度25℃）：±1％F.S/±0.5℃

最少目盛：200μS未満 0.1μS 2.0ｍS未満10μScm,
自動温度補償：有正 ：各レンジにつき1点（自動または手動）

自動温度補償：有

電源 ：LR44(1.5V)×4

校

正：各レンジにつき1点（自動または手動）

校

正：各レンジにつき1点（自動または手動）

寸法・重量：45×30×170㎜・95ｇ

電源：LR44(1.5V)×4

電源：LR44(1.5V)×4

付属品 ：標準液1,413μS/cm

交換電極：ECTDSENSOR

交換電極：ECTDSENSORPLUS

寸法・重量：38φ×165㎜・104ｇ

寸法・重量：38φ×165㎜・104ｇ

オートオフ8.5分

土壌測定容器30cc50㎖
SG

付属品（標準温度25℃）（標準温度25℃）

校

オートオフ8.5分：標準液1,413μS/cm 50㎖ 土壌測定容器30cc
SG

付属品

オートオフ8.5分：標準液1,413μS/cm 50㎖ 土壌測定容器30ccSG

《アナログ電気伝導度計》
CM-53

CM-53

《ポータブルEC計》
CM-55●土壌測定用

防水機能無CM-55●溶液栽培用

防水機能無

測定範囲：0~5.0ｍS/cm

測定範囲：0~10.0ｍS/cm､0~3mS/cm

最少目盛：0.2mS/cm（1~2mS/cm）

最少目盛：0~10 0.2mS/cm

精精度：±8%F.S（2.0mS/cm以下）

温度補正：10~40℃（手動）電源

電源

測定範囲：0~199.9μS/cm､2.0~199.9mS/cm／0~100℃

0~3 0.1mS/cm

最少目盛：0.01μS,0.1ｍS,/0.1℃：±8%F.S

精：9V角型乾電池(006P)又はACアダプタ

電《ポータブル高機能ECテスター》

正：各レンジの付き1点（自動）源：単4乾電池×4付 属 品：電極 （CONSEN91B)､単4乾電池×4

JP

ACアダプタ 携帯用ケース

温度 ±0.5℃

本体寸法・重量：158×85×42㎜・255g

温度計､土壌測定用容器(250cc) 006P(9V電池)

JP

ACアダプタ 携帯用ケース：EC ±1％F.S

校付 属 品：電極 CD-201

温度計､土壌測定用容器(70cc) 006P(9V電池)

度

温度補正：自動

本体寸法・重量：170×110×65㎜・450g：電極 CD-101●衝撃保護ケース付、防滴設計

COND6+ 防水性IP54

温度補正：10~40℃（手動）：9V角型乾電池(006P)又はACアダプタ

本体寸法・重量：170×110×65㎜・450g
付属品

度COND6+●ダブルレンジ、見やすい均等目盛

標準液（3本）脱イオン水､キャリングケース SG●内蔵メモリ機能-測定値を保存できます●校正アラーム機能-校正のタイミングをお知らせします●キャリングケース付き

CON150CON450・測定データメモリ機能（150データ）

・測定データメモリ機能（500データ）
・パソコンと簡単接続、データを保存できます・バックライト付きディスプレイ

ビーカー等にセンサーを固定できるグリップクリップ

キャリングケースセット

CON150（EC,TDS,℃）

CON450（EC,TDS,℃）

防水性IP67

防水性IP67

測定範囲：0~200mS/cm､0~200ppt､-10.0~110℃

測定範囲：0~200mS/cm､0~200ppt､-10.0~110℃

最少目盛：0.01μS,0.1ｍS､0.01ppt,0.1ppt 0.1℃

最少目盛：0.01μS,0.1ｍS､0.01ppt,0.1ppt 0.1℃

精精度

：EC ,TDS±1％F.S

温度 ±0.5℃

度：EC ,TDS±1％F.S

温度補正：自動温度補正：自動校

校機
電正：各レンジの付き1点（自動）,TDS 1点（手動）能源

温度 ±0.5℃

正：各レンジの付き1点（自動）,TDS 1点（手動）：自動データメモリ150､校正アラーム

機

能：自動データ目盛500データー出力（USBまたはRS232､校正アラーム：単3乾電池×2、方はACアダプター（別売）

電源：単3乾電池×2、方はACアダプター（別売）

本体寸法・重量：200×83×57mm・500g

本体寸法・重量：200×83×57mm・500g

付 属 品：電極 （CONSEN91W)､単3乾電池×2標準液(3本)､付 属 品：電極 （CONSEN91W)､単3乾電池×2標準液(3本)､電極固定クリップ､脱イオン水､キャリングケース

SG

電極固定クリップ､脱イオン水､キャリングケースSG■校正についてＰHテスターは、測定前に標準液で校正していただくことを原則としています。表記の精度は、適正に校正された後に測定した場合のものです。
適正な校正とは、測定値に近い標準液で校正することです。校正点は1点から5点と機種によって異なりますが、校正点が多いほど精度は高まります。なお、一度使用した標準液は使い回すことなく廃棄してください。

《土壌の測定》《簡易肥料濃度計》

CM-20

土壌と精製水を混ぜ合わせ、その上澄み液を測定します。

●復刻版、簡単操作

付属の測定容器で簡単に土壌のpH・ECの測定ができます。

防水機能無
測定範囲：0~10.00ｍS/cm
電源

測 定

測定土壌を加える

測定容器に精製水を入れる：9V角型乾電池(006P)

本体寸法・重量：130×80×45㎜・196g
付属品：温度計､土壌測定用容器(30cc)
006P(9V電池)

30秒振る
10分おく

JP

水位がA線になるまで加える

pH：C線まで
EC：B線まで《各種標準液・保存液》＜pH標準液＞
DM024L

pH4.01標準液500㎖

DM024S

pH4.01標準液50㎖

DM026L

pH6.86標準液500㎖

DM026S

pH6.86標準液

50㎖

DM027L

pH7.00標準液500㎖

DM027SpH7.00標準液50㎖

DM0210L

pH10.01標準液

500㎖

DM0210S

pH10.01標準液50㎖＜EC標準液＞
DM0311L

1,413μS/cm KCl

500㎖

DM0311S

1,413μS/cm KCl 50㎖

DM0313L

12.88mS/cm KCl

500㎖

DM0313M

12.88mS/cm KCl 100㎖

Nacl 3.0％標準液

500㎖

DM05DL

Nacl 0.5％標準液＜塩分計標準液＞
DM30DL

500㎖＜pH電極保存液＞
ECRE005

pH電極保存液

480㎖

ECRE005-100

pH電極保存液

100㎖

ECDPCBT-100

プロテイン除去洗浄液＜pH電極洗浄液＞
ECDPCBT

プロテイン除去洗浄液

480㎖《交換センサー》＜pHセンサー＞
CE-601

ガラスボディ、内部液補充型、BNCコネクタ

日本製

ECFC7252101B

プラスチックボディ、無補充型、BNCコネクタ

シンガポール製

ECFC7252201Ｂ

プラスチックボディ、無補充型、BNCコネクタ

シンガポール製

PHSENSOR03DJ

ポケットｐHテスター pHtestr10,20,30専用

シンガポール製

ECFG6351101B

土壌他突刺し型、無補充型、BNCコネクタ

アメリカ製

ガラスボディ、内部液補充型、BNCコネクタ

日本製

CD-101

CM-53専用2電極

日本製

CD-201

CM-55専用

3電極

日本製＜ORPセンサー＞
CP-101＜ECセンサー＞

CONSEN91B

COND6+,SALT6+

マレーシア製CONSEN91W

CON150,CON450,PC450

マレーシア製PCSENSOR

マルチテスター、PCT35,PCST35

シンガポール製

COMBI03BW

マルチメーターPC450

シンガポール製＜マルチセンサー＞〒171-0021 東京都豊島区西池袋2-29-11
TEL.03（3984）1371
FAX.03（3988）1638
E-mail:info@demetra.co.jp
ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.demetra.co.jp

100㎖