Gebrauchsanweisung

LCD-Farbmonitor

Wichtig
Lesen Sie dieses „Gebrauchsanweisung“ und das„Installationshandbuch“ (separater Band) aufmerksam durch, um sichmit der sicheren und effizienten Bedienung vertraut zu machen.
Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
• Informationen zur Anpassung und zu den Einstellungen des Monitors
finden Sie im „Installationshandbuch“.
• Besuchen Sie unsere Website für die neusten Informationen überunser Zubehör, einschließlich des „Gebrauchsanweisung“ :http://www.eizoglobal.com

SICHERHEITSSYMBOLE
In diesem Handbuch und für dieses Produkt werden die unten aufgeführten Sicherheitssymbole verwendet.
Sie geben Hinweise auf äußerst wichtige Informationen. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch.

VORSICHTACHTUNGDie Nichtbefolgung von unter
VORSICHT angegebenen Anweisungenkann schwere Verletzungen oder sogar
lebensbedrohende Situationen zur Folge
haben.

Die Nichbeachtung unter ACHTUNG
angegebener Informationen kannmittelschwere Verletzungen und / oder
Schäden oder Veränderungen des Produkts
zur Folge haben.

Weist auf einen Hinweis VORSICHT oder ACHTUNG hin. Beispiel: Das Symbol
Gefahr eines „Stromschlags“.
Weist auf eine unerlaubte Vorgehensweise hin. Beispiel: Das Symbol
auseinander nehmen“.
Weist auf eine zwingende Maßnahme hin. Beispiel: Das Symbol

steht für die

bedeutet „Nicht
bedeutet „Das Gerät erden“.

Die Produktspezifikationen variieren möglicherweise in den einzelnen Absatzgebieten. Überprüfen Sie, ob
die Spezifikationen im Handbuch in der Sprache des Absatzgebietes geschrieben sind.
Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von EIZO Corporation in
irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln – elektronisch, mechanisch oder auf andere Weise –reproduziert, in einem Suchsystem gespeichert oder übertragen werden. EIZO Corporation ist in keiner
Weise verpflichtet, zur Verfügung gestelltes Material oder Informationen vertraulich zu behandeln, es seidenn, es wurden mit EIZO Corporation beim Empfang der Informationen entsprechende Abmachungengetroffen. Obwohl größte Sorgfalt aufgewendet wurde, um zu gewährleisten, dass die Informationen
in diesem Handbuch dem neuesten Stand entsprechen, ist zu beachten, dass die Spezifikationen derMonitore von EIZO ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.

2﻿VORSICHTSMASSNAHMEN● Wichtig• Dieses Produkt wurde speziell an die Einsatzbedingungen in der Region, in die es ursprünglichgeliefert wurde, angepasst. Wird es außerhalb dieser Region eingesetzt, ist der Betrieb eventuell
nicht wie angegeben möglich.
• Lesen Sie diesen Abschnitt und die Warnhinweise am Monitor sorgfältig durch, um
Personensicherheit und richtige Wartung zu gewährleisten.

Stelle der Warnungshinweise
WARNINGAVERTISSEMENTWARNUNG

Symbole am Gerät
SymbolBedeutungHauptnetz-Schalter:

Drücken, um das Netzteil des Monitors auszuschalten.

Hauptnetz-Schalter:

Drücken, um das Netzteil des Monitors einzuschalten.

Netzschalter:

Drücken, um den Monitor ein- und auszuschalten.

Wechselstrom
Warnung vor elektrischem Schlag
ACHTUNG:

Siehe „SICHERHEITSSYMBOLE“ (Seite 2).

WEEE-Kennzeichnung:

Dieses Produkt muss separat entsorgt werden. Die verwendeten
Materialien können unter Umständen wiederverwertet werden.

CE-Kennzeichnung:

EG-Konformitätskennzeichen gemäß den Auflagen der Richtlinien
und/oder Verordnungen des Europäischen Rates.

Hersteller
Herstellungsdatum
Medizinprodukt in der EU
Importeur in der EU
Autorisierter Vertreter in der Schweiz

VORSICHTSMASSNAHMEN3VORSICHT
Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder merkwürdige Geräusche produziert, ziehen
Sie sofort alle Netzkabel ab, und bitten Sie Ihren lokalen EIZO-Handelsvertreter um Rat.
Der Versuch, mit einem fehlerhaften Gerät zu arbeiten, kann Feuer, einen elektrischen Schlag oder eineBeschädigung des Geräts verursachen.
Öffnen Sie nicht das Gehäuse, und nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor.
Dadurch werden möglicherweise Feuer, elektrischer Schlag oder Verbrennungenverursacht.
Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Servicepersonal.
Führen Sie Wartungsarbeiten an diesem Produkt nicht selbst durch, da das Öffnen oder Entfernen vonAbdeckungen möglicherweise Feuer, einen Stromschlag oder Schäden am Gerät verursacht.
Halten Sie Flüssigkeiten und kleine Gegenstände vom Gerät fern.
Flüssigkeiten oder kleine Gegenstände können aus Versehen durch die Lüftungsschlitze
in das Gehäuse gelangen und somit Feuer, einen elektrischen Schlag oder eineBeschädigung des Geräts verursachen. Sollte ein Gegenstand oder eine Flüssigkeit indas Gehäuse gelangt sein, ist sofort das Netzkabel des Geräts abzuziehen. Lassen Sie
das Gerät in diesem Fall von einem qualifizierten Servicetechniker überprüfen, bevor Sie
wieder damit arbeiten.
Stellen Sie das Gerät auf eine feste, stabile Fläche.
Ein an einer ungeeigneten Stelle aufgestelltes Gerät kann herunterfallen und dabei Verletzungen oder
Geräteschäden verursachen.
Fällt das Gerät herunter, ziehen Sie sofort das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an Ihren lokalen EIZOHandelsvertreter. Arbeiten Sie nicht mit einem beschädigten Gerät, da Brand- und Stromschlaggefahr
besteht
Verwenden Sie das Gerät an einem geeigneten Platz.
Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden, und es besteht Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
• Geben Sie das Gerät nicht als Transportgut auf (per Schiff, Flugzeug, Zug, Auto, usw.).
• Installieren Sie es nicht in staubiger oder feuchter Umgebung.
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort ab, an dem Wasser auf den Bildschirm spritzen
könnte (Bad, Küche, usw.).
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort ab, an dem der Bildschirm in Kontakt mit
Wasserdampf kommt.
• Stellen Sie es nicht in die Nähe eines Wärme erzeugenden Geräts oder eines
Luftbefeuchters.
• Stellen Sie es nicht an einem Platz auf, wo das Produkt direkter Sonneneinstrahlung
ausgesetzt ist.
• Nicht in feuergefährlicher Umgebung aufstellen (z. B. Gas).
• Nicht in Umgebungen mit korrosiven Gasen aufstellen (wie Schwefeldioxid,
Schwefelwasserstoff, Stickstoffdioxid, Chlor, Ammoniak, Ozon)• Nicht in Umgebungen aufstellen, die Staub, korrosionsfördernde Substanzen in der Luft (wieSalz und Schwefel), leitfähige Metalle usw. enthalten.

Zur Vermeidung von Erstickungsgefahr bewahren Sie die Kunststoffverpackungstüten außer
Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern auf.

4

VORSICHTSMASSNAHMENVORSICHT
Verwenden Sie zum Anschließen an eine landesspezifische Standard-Steckdose das beiliegende
Netzkabel.
Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung des Netzkabels nicht überschritten wird. Andernfalls besteht
Brand- und Stromschlaggefahr.
Stromversorgung: 100 - 240 Vac, 50 / 60 Hz
Zum Abziehen des Netzkabels fassen Sie den Stecker fest an,
und ziehen Sie ihn ab.
Ziehen am Kabel kann Schäden verursachen, die zu Brandund
Stromschlaggefahr führen.
Das Gerät muss an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen
werden.
Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
Arbeiten Sie mit der richtigen Spannung.
• Der Monitor ist nur für den Betrieb unter Einhaltung der vorgegebenen Spannung vorgesehen. Bei Verwendung
einer anderen als der in der „Gebrauchsanweisung“ aufgeführten Spannung besteht ein erhöhtes Risiko von Brand,
elektrischem Schlag oder einer Beschädigung des Geräts.
Stromversorgung: 100 - 240 Vac, 50 / 60 Hz• Überlasten Sie den Stromkreis nicht, da dies Feuer oder einen Stromschlag verursachen kann.

Gehen Sie mit dem Netzkabel sorgfältig um.
• Stellen Sie das Gerät oder andere schwere Gegenstände nicht auf das Kabel.
• Ziehen Sie nicht am Kabel, und knicken Sie es nicht.

Verwenden Sie kein beschädigtes Netzkabel. Die Verwendung eines beschädigten
Kabels kann Feuer oder einen Stromschlag verursachen.
Für die elektrische Sicherheit darf der Netzstecker nicht in Anwesenheit von Patienten eingestecktoder abgezogen werden.
Berühren Sie bei Gewitter niemals den Stecker oder das Netzkabel.
Andernfalls erleiden Sie möglicherweise einen Stromschlag.
Wenn Sie einen Schwenkarm anbringen, befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitungdes Schwenkarms, und installieren Sie das Gerät sorgfältig.
Andernfalls kann das Gerät herunterfallen und dabei Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Tische, Wände und andere Installationsflächen eine
ausreichende mechanische Stärke aufweisen. Sollte das Gerät heruntergefallen sein, wenden Sie sich an
Ihren lokalen EIZO-Handelsvertreter. Arbeiten Sie nicht mit einem beschädigten Gerät. Die Verwendungeines beschädigten Geräts kann Feuer oder einen Stromschlag verursachen. Wenn Sie den Kippträger
wieder anbringen, verwenden Sie die gleichen Schrauben, und ziehen Sie sie sorgfältig fest.
Berühren Sie ein beschädigtes LCD-Display nicht mit bloßen Händen.
Flüssigkristall ist giftig. Sollte Haut mit dem Display in Berührung gekommen sein,
waschen Sie die Stelle gründlich ab. Dringt Flüssigkristall in Ihre Augen oder Ihren Mundein, spülen Sie sofort mit viel Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
Fluoreszierende Hintergrundlichtlampen enthalten Quecksilber (die Produkte mit
LED-Hintergrundlampen enthalten kein Quecksilber). Entsorgen Sie sie gemäß
regionalen oder bundesweiten Verordnungen.
Kontakt mit Quecksilber kann Auswirkungen auf das Nervensystem haben, mit
Symptomen wie Zittern, Gedächtnisverlust und Kopfschmerzen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

5ACHTUNG
Tragen Sie das Gerät vorsichtig.
Ziehen Sie das Netzkabel und andere Kabel ab, wenn Sie das Gerät tragen. Das Tragen des Geräts mit
angeschlossenem Netzkabel und anderen Kabeln ist gefährlich und kann zu Verletzungen führen.
Befördern oder platzieren Sie das Gerät nur gemäß den angegebenen Methoden.
• Halten Sie das Gerät beim Tragen gut an der Unterseite fest (siehe Abbildung unten).
• Monitore mit einer Größe von 30 Zoll oder mehr sind schwer. Das Entpacken und / oder Transportieren desMonitors muss von mindestens zwei Personen übernommen werden.

Wird das Gerät fallen gelassen, besteht Verletzungsgefahr, und das Gerät kann beschädigt werden.

Blockieren Sie die Lüftungsschlitze am Gehäuse nicht.
• Legen Sie keine Objekte auf die Lüftungsschlitze.
• Installieren Sie das Gerät nicht in einem schlecht gelüfteten oder zu kleinem Raum.
• Setzen Sie das Gerät nur in der korrekten Ausrichtung ein.

Das Blockieren der Lüftungsschlitze führt dazu, dass die Luft nicht mehr zirkuliert undsomit Feuer, ein Stromschlag oder eine Beschädigung des Geräts verursacht werdenkann.
Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
Dies führt zu einem Stromschlag.
Schließen Sie das Netzkabel an eine leicht zugängliche Steckdose an.
Damit stellen Sie sicher, dass Sie das Netzkabel im Notfall schnell abziehen können.
Reinigen Sie den Bereich um den Netzstecker und den Lüftungsschlitz des Monitors inregelmäßigen Abständen.
Staub, Wasser oder Öl auf dem Stecker erhöht die Brandgefahr.
Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie das Gerät reinigen.
Wenn Sie das Gerät bei angeschlossenem Netzkabel reinigen, können Sie einen Stromschlag erleiden.
Wenn Sie das Gerat längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen
sowie zur Energieeinsparung nach Ausschalten des Geräts aus der Steckdose.
Dieses Produkt ist für eine Aufstellung in Patientennähe, jedoch nicht für den direkten Kontakt mit
Patienten geeignet.
Für Benutzer aus den EWR-Mitgliedstaaten und der Schweiz:
Sämtliche schwere Zwischenfälle, die in Verbindung mit dem Gerät aufgetreten sind, müssen dem
Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem der Benutzer und/oder Patientansässig ist, gemeldet werden.

6

VORSICHTSMASSNAHMEN

Hinweise für diesen Monitor
Verwendungszweck
Dieses Produkt ist zum Anzeigen und Betrachten digitaler Bilder durch geschultes medizinisches
Personal zu Überprüfungs-, Analyse- und Diagnosezwecken gedacht. Die Anzeige ist nicht für die
Mammographie vorgesehen.
Beachte• Das Produkt muss in den horizontalen Anzeigemodus versetzt werden, wenn es für die oben genannten Zwecke
eingesetzt wird.
• Die Garantie für dieses Produkt erstreckt sich ausschließlich auf die in diesem Handbuch beschriebenen
Anwendungen.
• Die in diesem Handbuch enthaltenen technischen Daten gelten nur, wenn folgendes Zubehör benutzt wird:- Dem Produkt beiliegende Netzkabel- Von uns angegebene Signalkabel• Verwenden Sie mit diesem Produkt nur Zubehör, das von uns hergestellt oder empfohlen wird.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung• Andernfalls wird auf lange Sicht die Funktionstüchtigkeit von Komponenten (wie dem LCD-Display)
beeinträchtigt. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Komponenten ordnungsgemäß funktionieren.
• Wird dasselbe Bild über einen langen Zeitraum hinweg angezeigt und dann geändert, treten
möglicherweise Nachbilder auf. Verwenden Sie den Bildschirmschoner oder die Abschaltfunktion, um zu
vermeiden, dass dasselbe Bild über längere Zeit hinweg angezeigt wird.
• Wenn der Monitor über einen längeren Zeitraum kontinuierlich betrieben wird, können dunkle
Flecken auftreten, oder es kann zum Einbrennen kommen. Wir empfehlen, den Monitor regelmäßig
auszuschalten, um die Lebensdauer des Monitors zu verlängern.
• Ein Nachbild wird abhängig vom angezeigten Bild eventuell auch nach Ablauf einer kurzen Zeitangezeigt. In diesem Fall kann das Ändern des Bildes oder das Ausschalten des Geräts für einige
Stunden das Problem lösen.
• Die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays hat eine begrenzte Lebensdauer. Wenn der Bildschirm
dunkel wird oder flackert, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen EIZO-Handelsvertreter.
• Bei Pixelfehlern in Form von kleineren helleren oder dunkleren Flecken auf dem Bildschirm: Dieses
Phänomen ist auf die Eigenschaften des Displays zurückzuführen und es handelt sich hierbei nicht um
einen Defekt des Produkts.
• Drücken Sie keinesfalls fest auf das Display oder den Bildschirmrahmen, da dies möglicherweise zu
Fehlfunktionen wie z. B. störende Muster usw. des Displays führt. Durch wiederholtes Ausüben vonDruck auf das Display verschlechtert sich die Bildschirmanzeige oder es entstehen Schäden am Display.
(Wenn Abdrücke auf dem Display zurückbleiben, lassen Sie den Bildschirm des Monitors mit einem
vollständig weißen oder schwarzen Musterbild laufen. Diese Erscheinung sollte anschließend nicht mehr
auftreten.)• Berühren Sie das Display nicht mit scharfen Gegenständen, da es dadurch verkratzt und beschädigt
werden könnte. Reinigen Sie das Display keinesfalls mit Taschentüchern, da es dadurch verkratzt
werden könnte.
• Berühren Sie den Kalibrierungssensor (Integrierten Frontsensor) nicht. Dies kann die Messgenauigkeit
reduzieren oder zu Schäden am Gerät führen.
• Je nach Umgebung kann der vom eingebauten Beleuchtungssensor gemessene Wert von dem auf
einem selbstständigen Beleuchtungsmesser angezeigten Wert abweichen.
• Wird der Monitor in einen Raum mit höherer Raumtemperatur gebracht oder steigt die Raumtemperatur
schnell an, bildet sich möglicherweise Kondensationsflüssigkeit an den Innen- und Außenseiten
des Monitors. Stellen Sie in diesem Fall den Monitor nicht an. Warten Sie stattdessen bis die
Kondensationsflüssigkeit verdunstet ist. Andernfalls können Schäden am Monitor entstehen.
Hinweise für diesen Monitor

7

Zur Verwendung des Monitors über einen längeren Zeitraum● Wartung• Die Anzeigequalität von Monitoren wird durch die Qualität der Eingangssignale und den
Qualitätsverlust des Produkts beeinflusst. Führen Sie tägliche Kontrollen, visuelle Prüfungen undregelmäßige Konstanzprüfungen durch, um medizinische Standards / Leitlinien zu erfüllen, die fürIhre Anwendung gelten, und führen Sie bei Bedarf eine Kalibrierung durch. Mithilfe der MonitorQualitätskontrolle-Software RadiCS können Sie eine Kontrolle der Qualität auf hohem Niveau
durchführen, die den medizinischen Standards / Leitlinien entspricht.
• Es dauert etwa 15 Minuten, bis sich das Betriebsverhalten der elektrischen Bauteile stabilisiert hat.
Bitte warten Sie nach dem Einschalten des Monitors oder dem Zurückkehren des Monitors aus
dem Energiesparmodus 15 Minuten oder mehr und stellen Sie dann den Monitor ein.
• Wir empfehlen, Monitore auf die empfohlene oder eine geringere Stufe einzustellen, um durch
Langzeitverwendung bedingte Änderungen der Leuchtkraft zu reduzieren und eine stabile Helligkeit
zu erzielen.
• Führen Sie die Korrelation mit RadiCS / RadiCS LE durch, um das Messergebnis des integrierten
Frontsensors an das Messergebnis des als Referenz dienenden Sensors UX1 anzupassen.
Regelmäßige Korrelation erlaubt es, die Messgenauigkeit des integrierten Frontsensors an die des
UX1-Sensors anzugleichen. Für weitere Informationen hierzu siehe das Benutzerhandbuch desRadiCS / RadiCS LE.

● Reinigung

Um den Monitor immer wie neu aussehen zu lassen und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern,wird eine regelmäßige Reinigung empfohlen.
Entfernen Sie Schmutz am Gehäuse oder an der Bildschirmoberfläche mit einem weichen Tuch, daszuvor mit etwas Wasser oder einer der unten aufgeführten Chemikalien befeuchtet wurde.

Für die Reinigung geeignete Chemikalien
Chemische Verbindung

Ethanol
Isopropylalkohol
Chlorhexidin
Benzalkoniumchlorid
Alkyldiaminoethylglycin
Glutaraldehyd
Glutaraldehyd

Ethanol
Isopropylalkohol
Hibitane
WelpasTego 51
Sterihyde
Cidex Plus28

Produkt

Beachte• Verwenden Sie nicht regelmäßig chemische Reinigungsmittel. Chemikalien wie Alkohol und antiseptische
Lösungen können bei Gehäuse oder Display zu Veränderungen im Glanz, Trübungen, Verblassen und einer
Beeinträchtigung der Bildqualität führen.
• Verwenden Sie kein Verdünnungsmittel, Benzol, Wachs oder Poliermittel. Dadurch könnte das Gehäuse oderdas Display beschädigt werden.
• Chemikalien dürfen mit dem Monitor nicht direkt in Kontakt kommen.
Hinweis• Der optionale „ScreenCleaner“ wird zur Reinigung des Gehäuses und der Displayoberfläche empfohlen.

So arbeiten Sie optimal mit dem Monitor• Die Augen ermüden durch langes Arbeiten am Monitor. Legen Sie jede Stunde 10 min. Pause ein.
• Achten Sie auf den richtigen Betrachtungsabstand und -winkel.

8

Hinweise für diesen Monitor

INHALTVORSICHTSMASSNAHMEN.................................. 3● Wichtig............................................................. 3

Hinweise für diesen Monitor................................. 7
Verwendungszweck.................................................. 7
Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung........... 7
Zur Verwendung des Monitors über einen
längeren Zeitraum..................................................... 8● Wartung............................................................ 8● Reinigung......................................................... 8

So arbeiten Sie optimal mit dem Monitor............... 8

INHALT.................................................................... 9
Kapitel 1

Einführung........................................ 10

1-1.

Merkmale.......................................................10

1-2.

Verpackungsinhalt........................................12

1-3.

Bedienelemente und Funktionen................14● EIZO LCD Utility Disk......................................12

Kapitel 2
2-1.

●

Installation / Verbindung................. 15
Vor der Installation des Produkts...............15
Hinweise zur Installation.................................15

2-2.

Anschließen von Kabeln..............................16

2-3.

Einschalten des Geräts................................19

2-4.

Einstellen von Bildschirmhöhe und -winkel....19

Kapitel 3

Keine-Bildprobleme........................ 20

Kapitel 4

Technische Daten............................ 22

4-1.

Liste der technischen Daten....................... 22

4-2.

Kompatible Auflösungen............................ 23

4-3.

Optionales Zubehör..................................... 23

Anhang.................................................................. 24
Medizinische Standards......................................... 24
Informationen zur elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV).............................................. 25

INHALT

9

Kapitel 1 Einführung
Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Farb-LCD-Monitor von EIZO entschieden haben.

1-1. Merkmale● Große Freiheit beim Layout
Dieses Produkt verfügt über die PbyP- (Picture by Picture) und PinP- (Picture in Picture) Funktionen,die bis zu drei Signale gleichzeitig anzeigen können.

Einzeln

PbyP

PinP

PbyP + PinP

● Einfache Verkabelung
Zusätzlich zu einem DisplayPort-Eingangsanschluss steht ein Ausgangsanschluss zur Verfügung.
• Vom Ausgangsanschluss () kann ein Signal an einen anderen Monitor ausgegeben werden.

• Um Bilder in PbyP anzuzeigen, müssen in der Regel zwei Signalkabel zwischen PC und Monitor
verbunden werden. Bei diesem Modell können Sie ihn mit einem Kabel mit dem PC verbinden. Sie
müssen lediglich das beiliegende DisplayPort-Kabel (PP028) an den Ausgangsanschluss (den Eingangsanschluss () verbinden.

10

Kapitel 1 Einführung) und● Platzsparendes Design
Der Monitor hat zwei USB-Ausgänge. Sie können zwei PCs mit einem USB-Gerätesatz (Maus,
Tastatur etc.) bedienen, indem Sie zwischen den PCs wechseln.

● Bedienung des Monitors mit der Maus und der Tastatur
Mit der Monitor-Qualitätskontrolle-Software RadiCS / RadiCS LE können Sie die folgenden
Monitorbedienungen mit der Maus und der Tastatur vornehmen:• Wechseln der CAL Switch-Modi• Umschalten der Eingangssignale• Anzeigen oder Verbergen des PinP-Unterfensters (Hide-and-Seek)• Wechseln von PCs zum Bedienen von USB-Geräten (Switch-and-Go)
Hinweis• Die Software RadiCS / RadiCS LE ermöglicht Ihnen das Anzeigen oder Verbergen des PinP-Unterfensters
und das Wechseln des PCs, der zur gleichzeitigen Bedienung von USB-Geräten verwendet wird. Fürweitere Informationen zur Einrichtung siehe Benutzerhandbuch für RadiCS / RadiCS LE.

● Qualitätskontrolle• Dieser Monitor verfügt über einen eingebauten Kalibrierungssensor (integrierter Frontsensor).
Mithilfe dieses Sensors kann der Monitor eine Kalibrierung (SelfCalibration) und eine
Grauskalenprüfung unabhängig voneinander ausführen.

• Unter Verwendung von RadiCS LE, das dem Monitor beigefügt ist, können Sie mit dem Monitor
verbundene Protokolle sowie das SelfCalibration-Ziel und den Ausführungsplan verwalten.
• Mithilfe der Monitor-Qualitätskontrolle-Software RadiCS können Sie eine Kontrolle der Qualität
durchführen, die den medizinischen Standards / Leitlinien entspricht.

Kapitel 1 Einführung111-2. Verpackungsinhalt
Prüfen Sie, ob alle der folgenden Elemente in der Verpackung enthalten sind. Wenn Elemente fehlenoder beschädigt sind, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihren EIZO-Handelsvertreter aus derangehängten Liste.
Hinweis• Es wird empfohlen, den Karton und die Verpackungsmaterialien aufzubewahren, sodass sie zum Transportieren
dieses Produkts verwendet werden können.
• Monitor• Netzkabel• Digitales Signalkabel: DD300DL x 1
DVI - DVI (Dual-Link)• Digitales Signalkabel: PP300 x 2
DisplayPort - DisplayPort• USB-Kabel: UU300 x 2• Digitales Signalkabel: PP028 x 1
DisplayPort - DisplayPort• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Gebrauchsanweisung● EIZO LCD Utility Disk

Die CD-ROM enthält die folgenden Elemente. Lesen Sie „Readme.txt“ auf der CD zur Inbetriebnahme
der Software oder Dateireferenz.
• Datei Readme.txt• Qualitätskontrolle-Software RadiCS LE (für Windows)• Benutzerhandbuch
Monitor-Installationshandbuch
Benutzerhandbuch für RadiCS LE• Umrissabmessungen

RadiCS LE
Mit RadiCS LE können Sie die folgenden Qualitätskontrollvorgänge und Monitorbedienungenausführen. Für weitere Informationen zur Software oder Einrichtung siehe Benutzerhandbuch für
RadiCS LE.

Qualitätskontrolle• Ausführen einer Kalibrierung• Anzeigen von Testergebnissen in einer Liste und Erstellen eines Testberichts• Einstellen des SelfCalibration-Ziels und Ausführungsplans

Monitorbedienungen• Wechseln der CAL Switch-Modi• Umschalten der Eingangssignale• Anzeigen oder Verbergen des PinP-Unterfensters (Hide-and-Seek)• Wechseln von PCs zum Bedienen von USB-Geräten (Switch-and-Go)• Wechseln in den Energiesparmodus (Backlight Saver)Achtung• Die technischen Daten von RadiCS LE können ohne Ankündigung geändert werden. Die aktuelle Version
von RadiCS LE steht auf unserer Website zum Herunterladen zur Verfügung: http://www.eizoglobal.com

12

Kapitel 1 EinführungZur Verwendung von RadiCS LE
Für Informationen zur Installation und Verwendung von RadiCS LE siehe Benutzerhandbuch für
RadiCS LE (auf der CD-ROM).
Verbinden Sie bei Verwendung von RadiCS LE den Monitor mithilfe des beiliegenden USB-Kabels
mit Ihrem PC. Für weitere Informationen zum Verbinden des Monitors siehe „2-2. Anschließen vonKabeln“ (Seite 16).
Hinweis• In einer Umgebung, in der das USB-Kabel schwer verbunden werden kann, können Sie durch Aktivieren der
DDC-Kommunikation RadiCS LE verwenden, ohne das USB-Kabel verwenden zu müssen. Informationen
zur Konfiguration der DDC-Kommunikation finden Sie im Installationshandbuch (auf der CD-ROM). Im
Hinblick auf die Reaktionszeit und den stabilen Betrieb wird die USB-Verbindung empfohlen.

Kapitel 1 Einführung131-3. Bedienelemente und Funktionen
1

12

2

13

Ca. 30°14
15
16

Einstellungsmenü

*1

3

5

4

6

7

8

9

10

11

1. Integrierter Frontsensor Dieser Sensor wird zur Ausführung einer Kalibrierung und Grauskalenprüfung
verwendet.
2. Umgebungslichtsensor Dieser Sensor misst die Umgebungsbeleuchtung. Die Messung der Umgebungsbeleuchtung
wird unter Verwendung der Qualitätskontrolle-Software RadiCS / RadiCS LE durchgeführt.
3. Anwesenheitssensor
4. Bedienschalter
5.

-Schalter

6. Hauptnetz-Schalter
7. Netzanschluss
8. DVI-D-Anschluss
9. DisplayPortEingangsanschluss
10. DisplayPortAusgangsanschluss

Dieser Sensor erkennt Bewegungen, die eine Person vor dem Monitor gemacht hat.
Zeigt die Anleitung an. Stellen Sie Menüs entsprechend der Anleitung ein.
Ein- / Ausschalten des Monitors.
Die Schaltanzeige leuchtet auf, wenn Sie den Monitor einschalten. Die Farbe derSchaltanzeige ändert sich in Abhängigkeit vom Betriebsstatus des Monitors.
Grün: Monitor im Betrieb, Orange: Energiesparmodus, Aus: Hauptnetz / Netzschalter aus
Ein- / Ausschalten des Monitors.
: Aus, : Ein
Anschluss für das Stromkabel.
Schließen Sie ihn an den PC an. Der zu verwendende Anschluss ist je nach
Bildschirmlayout unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie unter „2-2.
Anschließen von Kabeln“ (Seite 16).
Um eine Durchschleifverbindung einzurichten, verbinden Sie das Kabel mit dem
Eingangs-Port eines anderen Monitors.
Wenn dieser Anschluss mit
verbunden ist, kann das aneingegangene Signal
im PbyP-Modus angezeigt werden.

11. USB-Ausgang

12. Griff

Weitere Informationen finden Sie unter „2-2. Anschließen von Kabeln“ (Seite 16).
Verbinden Sie diesen Anschluss mit dem PC, wenn Sie Software verwenden,für die eine USB-Verbindung erforderlich ist, oder schließen Sie ein USB-Gerät(Peripheriegerät, das USB unterstützt) an den USB-Eingang an.
Dieser Griff wird zum Transport des Monitors genutzt.
Achtung• Halten Sie beim Tragen des Monitors den unteren Teil des Monitors und diesen Griff
gut fest, sodass Sie ihn nicht fallen lassen.
13. Standfuß
14. USB-Eingang

Höhe und Winkel können justiert werden.
Verbinden Sie ihn mit einem USB-Gerät. Um eine Durchschleifverbindung
einzurichten, verbinden Sie das Kabel mit dem USB-Ausgang eines anderen Monitors.

15. Öffnung fürEntspricht dem MicroSaver-Sicherheitssystem von Kensington.
Diebstahlsicherung
16. Kabelabdeckung
Hält die Anschlusskabel zusammen.
*1 Informationen zur Verwendung finden Sie im Installationshandbuch (auf der CD-ROM).

14

Kapitel 1 EinführungKapitel 2 Installation / Verbindung2-1. Vor der Installation des Produkts
Lesen Sie „VORSICHTSMASSNAHMEN“ (Seite 3) sorgfältig durch und befolgen Sie stets die
Anweisungen.
Wenn Sie dieses Produkt auf einem Tisch mit lackierter Oberfläche aufstellen, kann die Farbe aufgrund
der Beschaffenheit des Gummis unter Umständen am Standfuß anhaften. Prüfen Sie die Oberfläche desTischs, bevor Sie den Monitor aufstellen.

● Hinweise zur Installation

Wenn Sie den Monitor in einem Regal unterbringen möchten, stellen Sie sicher, dass neben, hinterund über dem Monitor genügend Freiraum besteht.

Achtung• Stellen Sie den Monitor nicht an einen Platz, an dem Licht direkt auf den Bildschirm fällt.

Kapitel 2 Installation / Verbindung15

2-2. Anschließen von Kabeln
Achtung• Überprüfen Sie, ob der Monitor und der PC ausgeschaltet sind.
• Wenn der vorhandene Monitor gegen diesen Monitor ausgetauscht wird, schlagen Sie unter „4-2. Kompatible
Auflösungen“ (Seite 23) nach, um vor dem Verbinden des PC die PC-Einstellungen bezüglich Auflösung undvertikaler Scan-Frequenz den bei diesem Monitor verfügbaren Werten anzupassen.
• An dem Anschluss des Monitors könnte ein Schutzaufsatz angebracht sein. Nehmen Sie vor dem Anschließen
des Kabels den Aufsatz ab.

1. Schließen Sie die Signalkabel an.

Überprüfen Sie die Form der Anschlüsse und schließen Sie die Kabel an. Ziehen Sie nach dem
Anschließen des DVI-Kabels den Verschluss fest, um den Steckverbinder zu sichern.
Siehe beim Aktivieren der PinP-Anzeige das Installationshandbuch (auf der CD-ROM).
Einzelbildschirmanzeige

Signalkabel:
DD300DL
Signalkabel: PP300

oder

Achtung• Wenn der Monitor für die Einzelbildschirmanzeige über DisplayPort verwendet wird, schließen Sie den
Monitor an den Eingangsanschlussan.
• Wenn der Monitor für die Einzelbildschirmanzeige über DVI verwendet wird, wird die Wiederholrate (dieFrequenz, in der das Bild auf dem Bildschirm aktualisiert wird) verringert. Die Verwendung des DisplayPort
1 wird daher bei der Einzelbildschirmanzeige empfohlen. Wenn der Monitor für die Einzelbildschirmanzeigeüber DVI verwendet wird, müssen Sie „DVI“ für „Eingang“ unter „Einstellungen“ im „Einstellungsmenü“
einstellen. Details erhalten Sie im Installationshandbuch (auf der CD-ROM).

16

Kapitel 2 Installation / Verbindung

PbyP- (Doppelbildschirm-) Anzeige
Achtung• Sie müssen „Eingang“ unter „Einstellungen“ im Einstellungsmenü konfigurieren, um eine Kombination vonanzuzeigenden Signalen auszuwählen. Details erhalten Sie im Installationshandbuch (auf der CD-ROM).
• Wenn der Monitor im PbyP-Modus verwendet wird, um Bilder von zwei PCs anzuzeigen, kann die
Verwendung von einigen Qualitätskontrollfunktionen wie Kalibrierung eingeschränkt sein.

Für DisplayPort 1 / DisplayPort 2

Für DisplayPort 1 / DVI

Signalkabel:
DD300DL

Signalkabel:
PP300

Signalkabel: PP300

Signalkabel: PP300

Hinweis• Wenn das beiliegende DisplayPort-Kabel (PP028) mit

undverbunden ist, kann der Signaleingang an

im PbyP-Modus angezeigt werden. In diesem Fall müssen Sie „Signalformat“ - „DisplayPort 1“ - „Version“
im Menü Administratoreinstellungen auf „1.2“ und „Daisy Chain“ auf „Ein“ setzen.

Signalkabel: PP300

Signalkabel: PP028

Kapitel 2 Installation / Verbindung

17

Einrichten einer Durchschleifverbindung zu einem anderen Monitor
Der Signaleingang an

wird an einen anderen Monitor ausgegeben.

Achtung• Informationen über Monitore und Grafikkarten, die für die Durchschleifverbindung verwendet werden
können, finden Sie auf der EIZO-Website: http://www.eizoglobal.com• Sie müssen „Signalformat“ - „DisplayPort 1“ - „Version“ im Menü Administratoreinstellungen auf „1.2“ und„Daisy Chain“ auf „Ein“ setzen.

Anschließen an einen Computer
Signalkabel: PP300

Signalkabel: PP300

2. Verbinden Sie mithilfe des Netzkabels den Netzanschluss des Monitors mit
einer Steckdose.

Führen Sie den Stecker des Netzkabels vollständig in den Monitor ein.

3. Wenn Sie RadiCS / RadiCS LE verwenden oder ein USB-Gerät (Peripheriegerät,
das USB unterstützt) mit dem Monitor verbinden, schließen Sie das USB-Kabel
an den USB-Ausgang des Monitors und den PC an.
Anschließen an den Monitor

Anschließen an einen Computer

Achtung• Der PC, auf dem RadiCS / RadiCS LE zum Zweck der Monitor-Qualitätskontrolle installiert wurde, muss mit
verbunden werden.

18

Kapitel 2 Installation / Verbindung2-3. Einschalten des Geräts
1. Berühren Sie, um den Monitor einzuschalten.

Die Netzkontrollschalter-LED des Monitors leuchtet grün.
Wenn die Anzeige nicht leuchtet, siehe „Kapitel 3 Keine-Bildprobleme“ (Seite 20).
Hinweis• Wenn der Monitor nicht eingeschaltet ist, führt das Berühren einer Taste außer

zum Leuchten von.

2. Schalten Sie den PC ein.
Das Schirmbild wird angezeigt.

Wenn kein Schirmbild angezeigt wird, finden Sie unter „Kapitel 3 Keine-Bildprobleme“ (Seite 20)
zusätzliche hilfreiche Informationen.
Achtung• Für maximale Energieersparnis wird empfohlen, den Monitor auszuschalten. Wenn der Monitor nichtverwendet wird, können Sie den Hauptnetz-Schalter des Monitors ausschalten oder den Netzstecker
abziehen, damit die Stromversorgung vollständig unterbrochen ist.
Hinweis• Um die Lebensdauer des Monitors durch Verhindern einer Verschlechterung der Helligkeit zu maximieren
und den Stromverbrauch zu reduzieren, führen Sie Folgendes aus:
- Verwenden Sie die Energiesparfunktion des PC oder Monitors.
- Schalten Sie den Monitor nach dem Gebrauch aus.

2-4. Einstellen von Bildschirmhöhe und -winkel
Halten Sie die linke und die rechte Seite des Monitors mit beiden Händen, stellen Sie die Bildschirmhöhe
ein und neigen und drehen Sie den Bildschirm, bis er die beste Arbeitsposition erreicht hat.

Achtung• Stellen Sie nach Fertigstellung der Justierung sicher, dass die Kabel korrekt verbunden sind.

Kapitel 2 Installation / Verbindung

19

Kapitel 3 Keine-Bildprobleme
ProblemMögliche Ursache und Lösung

1. Kein Bild
• Die Netzkontrollschalter-LED leuchtet nicht• Prüfen Sie, ob das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
• Schalten Sie den Hauptnetz-Schalter ein.
• BerührenSie .
• Schalten Sie die Stromversorgung aus, und schalten Sie sie
dann wieder ein.

• Die Netzkontrollschalter-LED leuchtet: Grün

• Erhöhen Sie im Einstellungsmenü die Werte für „Helligkeit“,„Kontrast“ oder „Gain-Einstellung“. Details erhalten Sie im
Installationshandbuch (auf der CD-ROM).
• Schalten Sie die Stromversorgung aus, und schalten Sie sie
dann wieder ein.
• Die Netzkontrollschalter-LED leuchtet:• Wechseln Sie das Eingangssignal. Details erhalten Sie im
OrangeInstallationshandbuch (auf der CD-ROM).
• Bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine Taste auf derTastatur.
• Prüfen Sie, ob der PC eingeschaltet ist.
• Wenn der Anwesenheitssensor auf „Ein“ gesetzt ist, ist derMonitor möglicherweise im Energiesparmodus. VersuchenSie, ihn näher zum Monitor zu bewegen.
• Prüfen Sie, ob das Signalkabelordnungsgemäßangeschlossen ist. Wenn „DisplayPort 1“
für das Eingangssignal ausgewählt wurde, verbinden Sie
ihn mit .
wird für den Ausgang verwendet, wenn eine
Durchschleifverbindung eingerichtet wird.
• Schalten Sie die Stromversorgung aus, und schalten Sie sie
dann wieder ein.
• Die Netzkontrollschalter-LED blinkt: Orange,• Stellen Sie die Verbindung mit dem von EIZO spezifizierten
grün
Signalkabel her. Schalten Sie die Stromversorgung aus, undschalten Sie sie dann wieder ein.
• Wenn das Signalkabel mit DisplayPort 1 () verbunden ist,versuchen Sie, die DisplayPort-Version zu wechseln. Details
erhalten Sie im Installationshandbuch (auf der CD-ROM).
2. Die nachstehende Meldung wird
Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Signal nicht korrekt
eingeblendet.
eingeht, auch wenn der Monitor ordnungsgemäß arbeitet.
• Diese Meldung wird eingeblendet, wenn
• Die links stehende Meldung wird eventuell eingeblendet,kein Signal eingespeist wird.
wenn einige PCs das Signal nicht gleich nach dem
Beispiel:
Einschalten ausgeben.
• Prüfen Sie, ob der PC eingeschaltet ist.
• Prüfen Sie, ob das Signalkabel ordnungsgemäßangeschlossen ist.
• Wechseln Sie das Eingangssignal. Details erhalten Sie im
Installationshandbuch (auf der CD-ROM).
• Wenn das Signalkabel mit DisplayPort 1 () verbunden ist,versuchen Sie, die DisplayPort-Version zu wechseln. Details
erhalten Sie im Installationshandbuch (auf der CD-ROM).
• Ist das Signalkabel mit
verbunden, um ein DisplayPort-Signal
auf einem Einzelbildschirm anzuzeigen? Das Signal kann nicht
oderverbunden ist.
angezeigt werden, wenn das Kabel mit• Schalten Sie die Stromversorgung aus, und schalten Sie sie
dann wieder ein.

20

Kapitel 3 Keine-Bildprobleme

ProblemMögliche Ursache und Lösung

• Diese Meldung zeigt an, dass sichdas Eingangssignal außerhalb desangegebenen Frequenzbereichs befindet.
Beispiel:• Prüfen Sie, ob der PC so konfiguriert ist, dass er
die Anforderungen für die Auflösung und vertikale
Abtastfrequenz des Monitors erfüllt. (siehe „4-2. Kompatible
Auflösungen“ (Seite 23)).
• Starten Sie den PC neu.
• Wählen Sie mithilfe des zur Grafikkarte gehörenden
Dienstprogramms eine geeignete Einstellung. Für weitere
Informationen hierzu siehe das Benutzerhandbuch der Grafikkarte.

Kapitel 3 Keine-Bildprobleme

21

Kapitel 4 Technische Daten
4-1. Liste der technischen Daten
LCD-Display

Typ
Hintergrundbeleuchtung
Größe

Farbe (IPS)LED
79 cm (31,1 Zoll)

Auflösung (H x V)

4096 × 2160

Anzeigegröße (H x V)

698,0 mm × 368,1 mm

Pixelabstand

0,1704 mm

Darstellbare Farben

10-Bit (DisplayPort*1): 1073,74 Millionen Farben (max.)
8-Bit (DisplayPort*1 / DVI): 16,77 Millionen Farben

Videosignale

Betrachtungswinkel(H / V, typisch)
Empfohlene Helligkeit

178° / 178°

Reaktionszeit (typisch)

20 ms (schwarz -> weiß -> schwarz)

Eingangsanschlüsse

DisplayPort × 2, DVI-D (Dual-Link) × 1

Ausgangsklemme

DisplayPort × 1

Horizontale ScanFrequenz
Vertikale Scan-Frequenz

31 kHz - 134 kHz

FrameSynchronisationsmodus
Punktfrequenz

USB

270 cd/m2

DisplayPort: 29 Hz - 61 Hz (720 × 400 : 69 Hz - 71 Hz)
DVI:
14 Hz - 61 Hz (720 × 400 : 69 Hz - 71 Hz)
29,5 Hz - 30,5 Hz, 59 Hz - 61 Hz

Anschluss

DisplayPort: 25 MHz - 570 MHz (Einzelbildschirmanzeige)
25 MHz - 300 MHz (PbyP / PinP)
DVI:
25 MHz - 300 MHz
USB-Ausgang × 2, USB-Eingang × 3

Standard

USB Specification Revision 2.0

Stromversorgung

Eingang
100 - 240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz 1,30 - 0,60 A
Maximale
125 W oder weniger
Leistungsaufnahme
Energiesparmodus
1,6 W oder weniger*2
Standby-Modus
1,6 W oder weniger*3
Physische
Abmessungen ( B × H × T ) 733,0 mm × 474,0 mm - 574,0 mm × 225,0 mm (Neigung: 0˚)
Spezifikationen
733,0 mm × 508,0 mm - 608,0 mm × 267,0 mm (Neigung: 30˚)
Abmessungen ( B × H × T ) 733,0 mm × 408,0 mm × 64,5 mm(Ohne Standfuß)
Nettogewicht
Ca. 11,7 kg
Nettogewicht
Ca. 7,5 kg(Ohne Standfuß)
Höheneinstellbereich
100 mm (Neigung: 0˚)
Neigung
Nach oben 30˚, nach unten 5˚
Drehung
70˚
Umgebungsbedingungen Temperatur
0 ˚C - 35 ˚C (32 ˚F - 95 ˚F)
im Betrieb
Luftfeuchte
20 % - 80 % relative Luftfeuchte (ohne Kondensierung)Luftdruck
540 hPa - 1060 hPa

22

Kapitel 4 Technische DatenUmgebungsbedingungen Temperatur
bei Transport / Lagerung Luftfeuchte-20 ˚C - 60 ˚C (-4 ˚F - 140 ˚F)
10 % - 90 % relative Luftfeuchte (ohne Kondensierung)Luftdruck
200 hPa - 1060 hPa*1 Die Farben von auf dem Monitor angezeigten DisplayPort-Signalen können je nach Monitoreinstellungenabweichen. Für Details zu Anzeigefarben und -einstellungen siehe „4-2. Kompatible Auflösungen“ (Seite 23).
*2 Wenn DisplayPort 1 verwendet wird, ist der USB-Ausgang nicht verbunden,„Eingang“: „Einzeln DisplayPort 1“, „DDC“: „Aus“, „DP Power Save“: „Ein“,„DisplayPort 1“ - „Version“: „1.1“, Sonstige Einstellungen: Standardeinstellung, keine externe Last verbundenist*3 Wenn der USB-Ausgang nicht verbunden ist, „DP Power Save“: „Ein“, „DisplayPort 1“ - „Version“: „1.1“,„DDC“: „Aus”, Sonstige Einstellungen: Standardeinstellung, keine externe Last verbunden ist

4-2. Kompatible Auflösungen
Der Monitor unterstützt folgende Auflösungen. Informationen zu den kompatiblen Auflösungen des PinPUnterfensters finden Sie im Installationshandbuch.
√: Unterstützt
Auflösung(H x V)

Vertikale
Frequenz(Hz)

720 × 400
640 × 480
800 × 600
1024 × 768
1280 × 1024
1600 × 1200
2048 × 2160
2048 × 2160
3840 × 2160
3840 × 2160
3840 × 2160
4096 × 2160
4096 × 2160
4096 × 2160

70
60
60
60
60
60
30
60
15
30
60
15
30
60

DisplayPort
Einzelbildschirmanzeige

DVI

Ver. 1.2*1

Ver. 1.1*2

Doppelbildschirmanzeige(PbyP)*3

√
√
√
√
√
√
√
√*4

√
√
√
√
√
√
√
√*4
-

√
√
√
√
√
√
√
√*4
-

Einzelbildschirmanzeige

Doppelbildschirmanzeige(PbyP)

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√*4
-

√
√
√
√
√
√
√
√*4
-

*1 Wenn „Daisy Chain“ auf „Aus“ gesetzt ist: 10-Bit-Eingang, wenn „Daisy Chain“ auf „Ein“ gesetzt ist: 8-BitEingang*2 10-Bit-Eingang*3 Doppelbildschirmanzeige unter Verwendung von „DisplayPort 1 / DisplayPort 2“: 10-Bit-Eingang,
Doppelbildschirmanzeige unter Verwendung von „DisplayPort 1 / DVI“: 8-Bit-Eingang*4 Empfohlene Auflösung

4-3. Optionales Zubehör
Das folgende Zubehör ist separat erhältlich.
Aktuelle Informationen zu optionalem Zubehör und zu den neuesten kompatiblen Grafikkarten finden Sie
auf unserer Website. http://www.eizoglobal.com
Kalibrierkit

EIZO „RadiCS UX1“ Ver. 4.5.5 oder höher
EIZO „RadiCS Version Up Kit“ Ver. 4.5.5 oder höher

Netzwerk-QC-Management-Software

EIZO „RadiNET Pro“ Ver. 4.5.5 oder höher
EIZO „RadiNET Pro Lite“ Ver. 4.5.5 oder höher

Reinigungssatz

EIZO „ScreenCleaner“

Angenehmes Licht für Lesezimmer

EIZO „RadiLight“
Kapitel 4 Technische Daten

23

Anhang
Medizinische Standards• Das Endprodukt entspricht der Anforderung IEC60601-1-1.
• Elektrische Geräte können elektromagnetische Wellen abgeben, die den Betrieb des Monitors
beeinflussen, einschränken oder eine Fehlfunktion des Monitors hervorrufen können. Installieren
Sie das Gerät in einer sicheren Umgebung, in der diese Auswirkungen vermieden werden.

Geräteklassifizierung-

24

Schutz gegen elektrischen Schlag : Klasse I
EMC-Klasse: EN60601-1-2:2015 Gruppe 1 Klasse B
Medizinprodukte-Klassifizierung (EU) : Klasse I
Betriebsart : Kontinuierlich
IP-Klasse : IPX0

Anhang

Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)Die Leistung des RadiForce-Monitors ist geeignet, um Bilder entsprechend anzuzeigen.

Vorgesehene Verwendungsumgebung
Der RadiForce-Monitor ist für die Verwendung in professionellen
Gesundheitseinrichtungsumgebungen wie Kliniken und Krankenhäusern vorgesehen.
Die folgenden Umgebungen sind nicht für die Verwendung des RadiForce-Monitors geeignet:• Häusliche Gesundheitsversorgungsumgebungen• In der Nähe von chirurgischen Hochfrequenz-Geräten wie elektrochirurgischen Messern• In der Nähe von Kurzwellen-Therapiegeräten• RF-abgeschirmter Raum mit medizinischen Gerätesystemen für MRT• In abgeschirmten, speziellen Umgebungen• In Fahrzeugen einschließlich Krankenwagen installiert.
• Andere spezielle Umgebungen

WARNUNGFür den RadiForce-Monitor sind besondere Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf elektromagnetische
Verträglichkeit erforderlich. Sie müssen sich sorgfältig die Informationen zur elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV) sowie den Abschnitt „VORSICHTSMASSNAHMEN“ in diesem Dokument
durchlesen und bei der Installation und dem Betrieb des Produkts die folgenden Anweisungenbeachten.
Verwenden Sie unbedingt die dem Produkt beiliegenden Kabel oder von EIZO spezifizierte Kabel.
Die Verwendung von anderen als den von EIZO für dieses Gerät spezifizierten oder bereitgestellten
Kabeln kann zu erhöhter elektromagnetischer Strahlung oder verringerter elektromagnetischer
Störfestigkeit dieses Geräts und unsachgemäßem Betrieb führen.
Kabellänge: max. 3 m
Der RadiForce-Monitor sollte nicht auf anderen Geräten aufgestellt oder in deren unmittelbarer
Nähe verwendet werden. Wenn Geräte übereinander aufgestellt oder in unmittelbarer Nähe
zueinander betrieben werden müssen, muss der Monitor oder das System überwacht werden, um
einen ordnungsgemäßen Betrieb für die definierte Konfiguration zu gewährleisten.
Achten Sie bei Verwendung eines tragbaren RF-Kommunikationsgeräts darauf, einen Abstand vonmindestens 30 cm (12 Zoll) zu jeglichen Teilen, einschließlich
Kabel, des RadiForce-Monitors zu halten. Anderenfalls kann es zu einer Verschlechterung derLeistung dieses Geräts kommen.
Personen, die zur Konfiguration eines medizinischen Systems zusätzliche Geräte an den
Signaleingang oder -ausgang anschließen, sind dafür verantwortlich, dass dieses der Norm IEC /EN 60601-1-2 entspricht.

Anhang25

Technische BeschreibungenElektromagnetische Strahlung

Der RadiForce-Monitor ist für die Verwendung in den unten aufgeführten elektromagnetischen Umgebungen vorgesehen.
Der Kunde oder Benutzer des RadiForce-Monitors muss sicherstellen, dass das Gerät in einer solchen Umgebung verwendet
wird.

Strahlungstest

RF-Strahlung
CISPR11 / EN55011

Konformität

Gruppe 1

RF-Strahlung
Klasse B
CISPR11 / EN55011
Oberschwingungsströ- Klasse D
meIEC / EN61000-3-2
Spannungsschwanerfüllt
kungen / Flicker
IEC / EN61000-3-3

Elektromagnetische Umgebung - Hinweise

Der RadiForce-Monitor verwendet RF-Strahlung nur für den internen Betrieb.
Aus diesem Grund ist die RF-Strahlung nur sehr gering und es ist eher unwahrscheinlich, dass der Monitor Störungen bei elektronischen Geräten in unmittelbarer Näheverursacht.
Der RadiForce-Monitor ist für den Gebrauch in einer Vielzahl von Umgebungen zugelassen. Hierzu zählen auch Wohnbereiche und direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossene Bereiche wie Privathaushalte.

Elektromagnetische Störfestigkeit
Der RadiForce-Monitor wurde mit folgenden Übereinstimmungspegeln gemäß den in IEC / EN60601-1-2 festgelegten Prüfanforderungen für professionelle Gesundheitseinrichtungsumgebungen geprüft.
Kunden und Benutzer eines RadiForce-Monitors müssen sicherstellen, dass der RadiForce-Monitor in den folgenden Umgebungen verwendet wird:

Störfestigkeitstest Messpegel für professio- Übereinstimmungspegel Elektromagnetische Umgebung - Hinweise
nelle Gesundheitseinrichtungs-umgebungenElektrostatische Ent- ±8 kV Kontaktentladung±15 kV Luftentladung
ladung (ESD)
IEC / EN61000-4-2
Schnelle transiente
elektrische Störgrößen / Bursts
IEC / EN61000-4-4
Stoßspannungen
IEC / EN61000-4-5±8 kV Kontaktentladung±15 kV LuftentladungEs wird empfohlen, das Gerät auf Holz-, Betonoder Keramikfußboden zu verwenden.
Wenn der Boden aus synthetischem Material besteht, sollte die relative Luftfeuchte mindestens
30 % betragen.
±2 kV Stromleitungen±2 kV Stromleitungen
Die Qualität der Stromversorgung muss der±1 kV Ein- / Ausgabeleitun- ±1 kV Ein- / Ausgabeleitun- in typischen gewerblichen Umgebungen odergengenKrankenhäusern entsprechen.

Die Qualität der Stromversorgung muss der±1 kV Leitung gegen±1 kV Leitung gegenin typischen gewerblichen Umgebungen oder
Leitung
Leitung±2 kV Leitung gegen Erde ±2 kV Leitung gegen Erde Krankenhäusern entsprechen.
Spannungseinbrüche,0 % UT (100 % Einbruch in UT) 0 % UT (100 % Einbruch in UT) Die Qualität der Stromversorgung muss der intypischen gewerblichen Umgebungen oder KranKurzzeitunterbrechungen 0,5 Zyklen und 1 Zyklus
0,5 Zyklen und 1 Zyklus
und
70 % UT (30 % Einbruch in UT) 70 % UT (30 % Einbruch in UT) kenhäusern entsprechen. Soll der RadiForce-Monitor auch während einer Unterbrechung derSpannungsschwankungen 25 Zyklen
25 Zyklen
entlang von
0 % UT (100 % Einbruch in UT) 0 % UT (100 % Einbruch in UT) Stromversorgung weiter betrieben werden, wird
empfohlen, das Gerät an eine unterbrechungsfreie
Stromversorgungsleitungen 5 sec
5 sec
Stromversorgung oder Batterie anzuschließen.
IEC / EN61000-4-11
30 A/m30 A/mMagnetfelder mit
Die Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen
müssen innerhalb eines Bereichs liegen, der charakenergietechnischen (50 / 60 Hz)
teristisch für einen typischen Ort in einer typischen
Frequenzen
gewerblichen Umgebung oder Krankenhäusern ist.
IEC / EN61000-4-8
Dieses Produkt sollte mindestens 15 cm entfernt vonder Quelle der Magnetfelder mit energietechnischen
Frequenzen verwendet werden.

26

AnhangElektromagnetische Störfestigkeit
Der RadiForce-Monitor wurde mit folgenden Übereinstimmungspegeln gemäß den in IEC / EN60601-1-2 festgelegten Prüfanforderungen für professionelle Gesundheitseinrichtungsumgebungen geprüft.
Kunden und Benutzer eines RadiForce-Monitors müssen sicherstellen, dass der RadiForce-Monitor in den folgenden Umgebungen verwendet wird:

Störfestigkeitstest Messpegel für professio- Übereinstimmungspegel Elektromagnetische Umgebung - Hinweise
nelle Gesundheitseinrichtungs-umgebungenTragbare und mobile RF-Kommunikationsgeräte
dürfen nur unter Einhaltung des empfohlenen Mindestabstands in der Nähe des RadiForce-Monitors
und seiner Komponenten (einschließlich Kabeln)
betrieben werden. Dieser wird durch die Formel zur
Berechnung der Frequenz des Senders ermittelt.

Durch RF-Felder ver- 3 Vrms
ursachte leitungsge- 150 kHz - 80 MHz
bundene Störungen
IEC / EN61000-4-6
6 VrmsISM-Bänder zwischen
150 kHz und 80 MHz
Elektromagnetische
RF-Felder
IEC / EN61000-4-3

3 V/m
80 MHz - 2,7 GHz

3 VrmsEmpfohlener Mindestabstandd = 1,2√P

6 Vrms3 V/md = 1,2√P, 80 MHz - 800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz - 2,7 GHz
Hierbei steht „P“ für die in Watt (W) gemessene maximale Nennausgangsleistung des Senders, die der
Senderhersteller empfiehlt, und „d“ für den empfohlenen Mindestabstand in Metern (m).
Die Feldstärken der fest eingestellten Sender gemäß der elektromagnetischen Standortmessunga)
müssen niedriger als der Übereinstimmungspegelin jedem einzelnen Frequenzbereichb) sein.
Bei der Nutzung in der Nähe von Geräten, die
mit folgendem Symbol gekennzeichnet sind,können Störungen auftreten.

Hinweis 1 UT ist die Wechselstromspannung vor Anwendung des Messpegels.
Hinweis 2 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.
Hinweis 3 Leitlinien in Bezug auf leitungsgebundene Störungen durch RF-Felder oder elektromagnetische RF-Felder geltenmöglicherweise nicht in allen Situationen. Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen wird durch die Absorption
und Reflektion von Strukturen, Objekten und Menschen beeinflusst.
Hinweis 4 Die ISM-Bänder zwischen 150 kHz und 80 MHz liegen im Bereich von 6,765 MHz bis 6,795 MHz, 13,553 MHz bis
13,567 MHz, 26,957 MHz bis 27,283 MHz und 40,66 MHz bis 40,70 MHz.
a)
Die Feldstärken fest eingestellter Sender, wie zum Beispiel die Basisstationen für Funktelefone (Mobiltelefone / schnurlose
Telefone), den mobilen Landfunk, Amateurfunk, Radio und Fernsehen können vorab nicht präzise bestimmt werden. Um
die elektromagnetische Umgebung anhand fest eingestellter Sender zu bewerten, sollte eine elektromagnetische Standortmessung in Betracht gezogen werden. Falls die gemessene Feldstärke in der Umgebung, in der das Gerät benutzt
wird, den geltenden RF-Übereinstimmungspegel überschreitet, muss der RadiForce-Monitor beobachtet werden, um einenordnungsgemäßen Betrieb gewährleisten zu können. Wenn ein nicht ordnungsgemäßer Betrieb beobachtet wird, sind unter
Umständen zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wie zum Beispiel die Neuausrichtung oder Neupositionierung des Geräts.
b)Jenseits des Frequenzbereichs 150 kHz bis 80 MHz sollte die Feldstärke weniger als 3 V/m betragen.

Anhang27

Empfohlener Mindestabstand zwischen tragbaren oder mobilen RF-Kommunikationsgeräten und
dem RadiForce-Monitor

Der Monitor ist für die Verwendung in einer elektromagnetischen Umgebung vorgesehen, in der Störungen durch
elektromagnetische Strahlung kontrolliert werden. Der Kunde oder Benutzer des RadiForce-Monitors kann zur Verhinderung
elektromagnetischer Störungen beitragen, indem er einen Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen RFKommunikationsgeräten (Sender) und dem RadiForce-Monitor einhält.
Die Störfestigkeit gegenüber nahen Feldern der folgenden RF-Drahtloskommunikationsgeräte wurde bestätigt:ÜbereinstimPrüffreMaximale MindestBandbreite a)
IEC / EN60601
mungspegel
quenz
Dienst a)
Modulation b) Leistung abstandMesspegel (V/m)
(MHz)
(V/m)
(MHz)
(W)
(m)
385

380 - 390TETRA 400450

430 - 470

GMRS 460,
FRS 460

710
745
780
810
870
930

704 - 787

LTE-Band 13, 17

Pulsmodulation b)
18 Hz
FM±5 kHz Abweichung1 kHz Sinus
Pulsmodulation b)
217 Hz

GSM 800 / 900,
Pulsmodulation b)
TETRA 800,
18 Hz
iDEN 820CDMA 850,
LTE-Band 5
1700 - 1990 GSM 1800;
Pulsmodulation b)
217 HzCDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE-Band 1, 3, 4, 25;
UMTS
2400 - 2570 Bluetooth,Pulsmodulation b)
WLAN,
217 Hz802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE-Band 75100 - 5800 WLAN 802.11 a/n Pulsmodulation b)
217 Hz800 - 960

1720
1845
1970

2450

1,8

0,3

27

27

2

0,3

28

28

0,2

0,3

9

9

2

0,3

28

28

2

0,3

28

28

2

0,3

28

28

0,2
0,3
9
5240
5500
5785
a) Bei einigen Diensten sind nur die Uplink-Frequenzen enthalten.
b) Träger werden unter Verwendung eines Rechtecksignals mit einem Tastverhältnis von 50 % moduliert.

9

Der Monitor ist für die Verwendung in einer elektromagnetischen Umgebung vorgesehen, in der Störungen durch elektromagnetische Strahlung kontrolliert werden. Bei anderen tragbaren und mobilen RF-Kommunikationsgeräten (Sender) gilt der unten aufgeführte empfohlene
Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen RF-Kommunikationsgeräten (Sender) und dem RadiForce-Monitor, dieser richtet sich nachder maximalen Ausgangsleistung des Kommunikationsgeräts.

Maximale Nennausgangsleistung des Senders(W)

Empfohlener Mindestabstand entsprechend der Frequenz des Senders(m)
150 kHz bis 80 MHz
80 MHz bis 800 MHz
800 MHz bis 2,7 GHz
d = 1,2√P
d = 1,2√P
d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Bei Sendern, deren maximale Nennausgangsleistung nicht oben aufgeführt ist, kann der in Metern (m) gemessene empfohlene Mindestabstand „d“ anhand der Formel zur Berechnung der Frequenz des Senders ermittelt werden. „P“ steht hierbei für
die maximale in Watt (W) gemessene Nennausgangsleistung des Senders, die der Senderhersteller empfiehlt.

Hinweis 1
Hinweis 2

Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der für einen höheren Frequenzbereich empfohlene Mindestabstand.
Diese Hinweise können möglicherweise nicht in allen Situationen angewendet werden. Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen wird durch die Absorption und Reflektion von Strukturen, Objekten und Menschen beeinflusst.

Kabel

Länge

Signalkabel:

PP300

3m

Signalkabel:

PP028

0,28 mSignalkabel:

DD300DL

3m

USB-Kabel:

UU300

3m

Netzkabel(mit Erdung)

3m

28

Anhang153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland

www.eizoglobal.com
Copyright © 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

00N0N386A4
IFU-MX315W
1st Edition - February 20th, 2023 Printed in Japan.