高速、高精度のシーケンシングを実現

次世代シーケンシング (NGS) によるサンプル前処理の自動化とハイスループット化高い信頼性と豊富な実績: Bravo NGS 自動化ソリューション

次世代シーケンシング (NGS) サンプル前処理のための完全かつ高機能な自動化システム

アジレント・テクノロジーは、NGS のサンプル前処理を自動化/ハイスループット化するための、機器および試薬のソリューションを総合的に提供しています。試薬、自動化装置、プロトコル、およびサポートを含むすべてを 1 社で提供することにより、研究ラボのスループットを拡大し、優れた信頼性と再現性を実現しています。

最適化されたプロトコル/豊富な実績

アジレントの Bravo NGS 自動化システムは、微量の液体ハンドリングや最適化されたVWorks ソフトウェアのプロトコルにより、多様な工程を含む複雑な NGS のサンプル前処理ステップを、容易に自動化することができます。Agilent SureSelect / HaloPlex ラ

イブラリ調製およびターゲットエンリッチメントのためのプロトコルは、アジレントでバリデーション、最適化されています。また、サードパーティの NGS のアプリケーションに使用する試薬向けに、さまざまな自動化プロトコルも用意されています。

再現性に優れたデータライブラリ調製やターゲットエンリッチメントの複雑な多段階ステップを自動化し、より確実な液体のハンドリングを行うため、マニュアルでの実験よりも一貫性のある収率と高品質のデータを提供しています。

スループットの向上

アジレントの包括的で柔軟性の高い自動化ソリューションによって、マニュアルによる作業が大幅に減少するため、スループットが向上します。

1

用途に合わせた自動化システム構成

Agilent Bravo NGS (NGS A、オプション A):

より小さな設置面積、より安価な導入コストで、高いスループットと再現性の向上を実現– Agilent Bravo マイクロプレート用自動分注機– Agilent 96 Channel Disposable Tip Head

– 加熱、冷却、撹拌、および磁気ビーズ分離のための Agilent Bravo
アクセサリ

Agilent Bravo NGS (NGS B、オプション B):

高いスループットと再現性の向上、および無人での操作時間の増加– Agilent Bravo NGS– Agilent BenchCel 4R スタッカー付プレートハンドラー– Agilent Labware MiniHub– Agilent PlateLoc サーマルマイクロプレートシーラー

短い操作時間で高いスループットを提供する Agilent Bravo NGS 自動化システム

Agilent Bravo NGS 自動化システムを使用して NGS サンプル前処理を自動化することにより、マニュアル操作によるサンプル前処理と比較して 3.5 倍以上のスループットを向上することができます。ライブラリの調製だけが必要な全ゲノムシーケンシングアプリケーションでは、96 のサンプルを 4 時間未満で前処理できるため、ラボのアウトプットが向上し、1週間でシーケンサ対応の 960 のライブラリが得られます。Agilent SureSelect XT を使用したターゲットリシーケンシン

グなど、全ゲノムシーケンスよりも複雑なプロトコルでは、192 のサンプルのライブラリ調製とターゲットエンリッチメントを 1 週間 (6 日間) 以内で完了することができます。また逆にサンプル数が少ないときには、24 検体単位でランさせることができるフレキシビリティがあります。8 検体単位でもランさせることができますが、SureSelect の場合、24 検体単位でランさせると試薬に過不足が生じないように設定されています。
マニュアル操作による処理済みサンプル/日の自動化されたサンプル

処理済みサンプル/日のライブラリ調製

375 分

8～2425 分

96

プリキャプチャ PCR

20 分

8～2415 分

96

ハイブリダイゼーションの準備

20 分

8～245分

96

キャプチャ

210 分

8～2420 分

96

ポストキャプチャ PCR

50 分

8～2410 分

96

合計

675 分

16～48/週

75 分

192/週

サンプル前処理の操作時間

最大値

前処理の操作時間最大値

表 1. Agilent Bravo NGS 自動化システムとAgilent SureSelect XT の自動ピペッティングとサンプル処理を組み合わせることで、操作時間は 4 分の 1 に短縮し、スループットは 3.5 倍向上します。 1 日あたりのサンプル数は、エンドユーザーが数日間にわたり交互にサンプルを処理することを前提としています。

2自動化システム導入による再現性の向上
Agilent Bravo NGS 自動化ソリューションの中核 Bravo 自動分注機

多機能かつ高精度な液体ハンドラー– 多くのラボのベンチトップに対応する設置面積の小さいコンパクトな設計– 他のゲノミクスアプリケーションにも使用できるオープンなシステム:PCR/qPCR の試薬調製、CRISPR ライブラリの調製、連続希釈、核酸の精製など– プレート全体または一部のウェルに対しても処理できる柔軟性の高い設計

再現性と精度の高いピペット性能– 5 % CV ± 10 % の精度で 2 μL ～ 180 μL を分注

多機能なプラットフォーム– 容易に交換できるヘッドにより スループットを 384 ウェルまで拡張可能– カスタマイズ可能 (撹拌、加熱、冷却などの操作に合わせて各ポジションを構成)– 容易に交換できるピペットヘッドにより 96、384、および 1536 ウェル
フォーマットで分注量を 300 nL ～ 250 μL に拡張可能 (SureSelectアプリケーションは 96 ウェルまで)

NGS 自動化のスタンダードBravo マイクロプレート用自動分注機は、主要なゲノム研究センター、製薬企業、大学の研究ラボなど、世界中の 200 近いお客様サイトですでに稼働し、高い再現性で、サンプルスループットを大幅に向上させています。

3

スループットの向上と貴重なサンプルを保護する
アジレント自動化コンポーネント

BenchCel スタッカー付プレート

PlateLoc マイクロプレート用

Labware MiniHub

BenchCel 4R スタッカー付プレートハンシール 温度 と時間 をプログラム 可能 なし、分注機に供給するための回転式ラッき、高速かつ安全にプレートをハンドリン

ラーは、長時間 の加熱インキュベーショユーザー自身で変更することができ、さPlatform の 間 でマイクロプレートや 試シールを行うことが可能です。幅広いマイハンドラー

ドラーは、大量 のラボウェアをセットでグします。Labware MiniHub と Bravo

薬の入ったリザーバ、ピペットチップボックスなどを搬送します。BenchCel は、さまざまな試薬の処理を頻繁に行う NGS

自動シーラー

PlateLoc マイクロプレート用自動 シー

Labware MiniHub はラボウェアをセットクです。それ ぞれのステージの 間隔 はンにおいても少量 サンプルの 蒸発 を防ぐ

まざまな高さのマイクロプレート、試薬クロプレートやチューブラックに 対応し、できます。コンパクトで高 い柔軟性 を備簡単な操作で使用することができます。

容器、ピペットチップをセットすることがえています。

サンプル前処理プロトコルで、大幅に無人運転の時間を増やすことができます。

Agilent VWorks 自動化システム
制御ソフトウェア

Agilent VWorks 自 動 化 システム 制 御

ソフトウェアは、直感的 に 分 かりやすいスケジューラーです。プロトコルの 実行や開発、モニタリングを簡単 に行うことができるのはもちろん、SureSelect やHaloPlex HS、さまざまなサードパーティのNGS 試薬向 けのフォームが 用意されているため、汎用機としてはもちろん、オペレータに優しい専用機として使用することもできます。

4

バリデーション済みのプロトコルによる次世代シーケンシングの各種サンプル前処理の効率化

NGS プラットフォーム向けの自動サンプル前処理

アジレントは、イルミナ社製のシーケンサ向けに、SureSelect XT ライブラリ調製およびターゲットエンリッチメント試薬用の完全な自動化プロトコルを開発しました。

SureSelect XT ライブラリ調製
ゲノム DNA の断片化
末端修復
3'-dA の付加
アダプタライゲーション
PCR の増幅ライブラリ調整

ビーズ精製の自動化

SureSelect XT ターゲットエンリッチメント
SureSelect オリゴ

キャプチャライブラリ

ビーズ精製の自動化

ビーズ濃縮の自動化

ビーズ精製の自動化
ビーズ精製の自動化

ビーズ精製の自動化

ビーズ精製の自動化

Agilent Bravo NGS 自動化システムにより自動化される手順
Bravo デッキで実行されない手順

5

ライブラリ
ハイブリダイ
ゼーション

PCR
QC

シーケンス

さまざまなメーカーの NGS ライブラリ調製の自動化に対応

Bravo NGS 自動化システムは、アジレントの SureSelect、HaloPlex HS だけではなく、さまざまなメーカーの多様な NGS ライブラリ調製の自動化プログラムに対応しています。
下記の一覧表にないプロトコルの自動化については、個別にご相談ください。
Bravo NGS 自動化システム オプション B 標準付属プログラム
SureSelect XT (イルミナ対応または IonProton 対応)
HaloPlex HS (イルミナ または Ion PGM 対応)

SureSelect Strand Speciﬁc RNA ライブラリ調製 (イルミナ対応)

ClearSeq シリーズ (製品により対応シーケンサが異なります)
OneSeq (イルミナ対応)

Bravo NGS 自動化システム オプション B 有償オプションパッケージ

KAPA Hyper Prep/HyperPlus Kit 全ゲノムシーケンス
ライブラリ調製用 & KAPA Hyper Prep SureSelect XT 用

TruSeq DNA PCR Free Sample Prep

ツインパックKAPA HTP Library Prep 全ゲノムシーケンスライブラリ調製用

TruSeq Nano DNA Sample Prep

KAPA HTP Library Prep SureSelect XT 用

TruSeq Nano DNA & PCR Free ツインパック
TruSeq RNA Sample Prep V2(RNA Puriﬁcation ビーズタイプ )KAPA HTP Library Prep 全ゲノムシーケンスライブラリ調製用 &KAPA HTP Library Prep SureSelect XT 用ツインパック

Epicentre Ribo-Zero Magnetic (Gold) Human/Mouse/Rat

PacBio 10 kb Template Preparation

Illumina Ribo-Zero rRNA Removal Kit

カスタム AMPure サイズセレクション

カスタム AMPure 精製可変ボリューム

TruSeq ChIP Sample Prep
NEBNext ChIP Seq Library Prep (E6240)
KAPA Hyper Prep/HyperPlus Kit 全ゲノムシーケンス
ライブラリ調製用

KAPA Hyper Prep SureSelect XT 用カスタム AMPure Low Volume Elution※
ランダムピッキングプロトコル

各種プロトコル作製 /トレーニング注意) アジレント・テクノロジー社以外 の試薬キットを用いる自動化プログラムは、Bravo プロトコル作製時の各メーカーの試薬キットのマニュアルリビジョンに準拠しています。ご発注時はご使用される試薬キットのリビジョンに対応しているか、必ず担当者までご 確認ください。リビジョンが異なる場合、別途作製期間および追加費用が発生する可能性があります。

※ 日本ジェネティクス社製の NGS MagnaStand 96well プレート用が別途必要となります。(詳細はお問い合わせください)

Bravo NGS 自動化システム オプション A

上記の自動化プログラムのうち、カスタム AMPure 精製－可変ボリューム、カスタムAMPure サイズセレクション、HaloPlex HS、SureSelect については Bravo のみで構成され、より安価で場所をとらないオプション A システムでも自動化が 可能です。
特に AMPureXP 精製については、DNA 量、ビーズ量、溶出量、インキュベーション時間を可変で設定できるため、各種の NGS ライブラリ調製プロトコルにおいて、ビーズ精製ステップを 8-96 検体の単位で効率よく自動化できます。
注意) SureSelect については、プロトコルの部分的な自動化となります。
詳細はお問い合わせください。

6Agilent CrossLab サービス:総合的なサポートにより稼働時間を最大化

業界最高レベルを誇る Agilent CrossLab サービスのエキスパートにお任せいただくことで、機器の性能を最高の状態でご使用いただくことができます。また、テクノロジーリ

フレッシュ、アプリケーションのコンサルティング、修理、点検、コンプライアンス検証、トレーニングなど、お客様のニーズに応じたサービスも提供しています。詳細については、アジレントにお問い合わせください。

www.agilent.com/crosslab/jp をご覧ください。

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111
email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。

本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2017
Printed in Japan, Novermber 16, 20175991-4431JAJP