③整理_RunLog_2312Ar_240113.xlsx1_RunLog

2312Ar

40Ar17+ 95MeV/u AVF_18G max 1pnA

Run Summary Sheet : CAMAC & LabView
AttFname

start

stopHeader

実験前
23/12/16
bef無し
scnXYpl02_202312162026
60sec x 10点
scnXYpl021 14:45:47 14:46:48
上側 ～C用 3000um:23#01 Am-αで 1200V
10 14:56:48 14:57:49
実験中：Beam調整時
23/12/16
ZnSスポット調整
Cap
1
17:18
Cap01_ZnS_Zsld
2
Cap02_Qdef
317:22Cap03_WobR 10＝40～38
4
Cap04_R38Au73
MaxBeam
Gaf:: EBT3 □85x85mm @ Ysld
Gaf焼きGaf
117:44
Au 73 R=0(WobOFF)
2Au 73 R=38
3
同上 GafODテスト
4
同上
5同上
6
17:52
同上

PL回路調整18:21:06
18:21:50
18:23:05
18:24:19
18:25:38

mpg
mpg
mpg
mpg

2Trig

Wob AuF Kap IC1 PL1 ED

イオン源= 18G

PL2
IC2 Air1 Air2
SSD50uΦ50

1 1 1 0 1

Ar 95MeV/u paramで
36 uSv/h

145 200

1 1 0 0 1

RRCout = 未確認
p.73

IC1[A]p.73

scnEDic： ExpR (1)3

0:01:01

18:21:28 plhv01-01 PL1,2=900,600V
18:22:43 plhv01-02 1000,700V
18:24:03 plhv01-03 1100,800V
18:25:15 plhv01-04 1200,900V
18:26:51 plhv01-05 1300,1000V

scnEDic01_202312161838
18:38

100 10 5

p.72

p.73

PL HV： 利用「前」
12345

コメント

0:01:01

PL1=500u 23#01 (2310Arママ)
PL2=500u:23#02 (2310Arママ)

6:30:00

plhv01-

Ender / LogNote
Elapsepg.
LogNote: E5exp(11)_

3.2-8A
30sec
60sec
30sec
45sec
75sec
90sec

無し ×0 3 1 0 20u

IC2@Xclmt

PL=3kcps 2 2 1 0 2 PorS(0) R38（決定） HV PL1=1100V PL2=800V（決定） Thr PL1= 200mV(CFD値), PL1peak= 680～750mV
PL1low = -3000mV(CFD値) < 1/2 peak PL2Thr=500mV73.0 〇〇500 0uPL2@Air2

IC1= 1.8-7A IC2=1.5-7A 0 3 0 0 1(決定) ExpR= 3570um 28.0 ℃ 1015 hPa

〇〇〇

〇

〇var

IC2@Air2〇〇〇

〇

〇0u

〇〇〇

〇

Box var73.0 〇〇

500 アリ

73.0 〇〇

500 アリ

0:00:22
0:00:53
0:00:58
0:00:56
0:01:13p.76

本番 30s x 53/55点で終了

0:39:00 （前回）2310Ar 3575um より 5um浅い

19:17

scnAtt： IC1 vs PL1
scnAtt01_202312161922
30sec x 22点まで
scnAtt01- camac1 run 無し
19:22
19:43 Step = 1/2,3,4,5,6,8,10～ camac run 無し21p.76

scnEDic： ExpR (2) PL-Boxのみ

p.77

scnEDic02_202312161953
19:53
23/12/16
20:32
23/12/16
21:50
23/12/17

23/12/17
plhv11-（前回）2310Ar 1.574E+14 0.81

20:02

DownTime無し

Vacc=9.0-7Torr※ IC も PL も両方計測不能な Flux～10^5 で利用

p.77

利用終了
来た

6:00にはもう片付けてあったp.83

7:06:24 plhv11-01 PL1nomi aftExp 900V
7:07:28 plhv11-02 1000V
7:09:15 plhv11-03 1100V
7:10:45 plhv11-04 1200V
7:12:13 plhv11-05 1300V

23/12/17
p.83
scnXYpl： 12月用PL各種について
scnXYpl11_202312170723
20sec x 26点: 12.5mmStep □50x50まで
scnXYpl111 7:24:02 7:24:22 C用 3000um:23#01 900V
上側 ～--> PH場所依存少なめ
26 7:37:48 7:38:10
scnXYpl12_202312170748
20sec x 26点: 同上
scnXYpl121 7:49:09 7:49:30 C用 3000um:23#02 800V
下側 ～--> PH場所依存少なめ; 23#01より良さそう
26 8:02:59 8:03:19
scnXYpl13_202312170824
20sec x 26点: 同上
scnXYpl131 8:24:43 8:25:03 Xe用 25um:22#01 1300V Xe-MSで使用
上側 ～--> PH低い。場所依存は要解析
26 8:38:29 8:38:49
scnXYpl14_202312170841
20sec x 26点: 同上
scnXYpl141 8:41:32 8:41:54 Ar用 500um:23#02 800V
下側 ～--> PH場所依存多め！
26 8:55:23 8:55:44※Kr用は時間切れで未測定
23/12/17
8:55
MT終了
aft無し

PL1= 4.5kcps 2 2 1 0 2 PorS(0) R38
0:00:23 PL1 のみ
0:00:38
0:01:210:00:52
0:00:57 1100Vで殆ど同じ--> PL1: 500uは、次回も利用可
PL1= 4.5kcps 2 2 1 0 2 PorS(0) R38
PL1= 3.0kcps 2 2 0 0 1 PL1
0:00:20 ※ PL2も鳴っている PL2/PL1～1% 軽粒子か？
0:00:22
同上

10:30

E(Ar) = 93.447 MeV/up.72

2 2 0 0 1 Trig=PL2に変更なので※ QDCgate 100->150ns 広げた

0:00:210:00:20
同上

2 2 0 0 1 PL1

同上

2 2 0 0 1 PL2

0:00:20
0:00:20
0:00:22
0:00:21

加速器E測定：23/12/16
以上。

0 3 0 0 1

0:09:00
ビーム調整終了(R06) 12h 利用スタート

PL HV： 利用「後」7:06:01
7:06:50
7:07:54
7:09:53
7:11:16

IC1= 1.7-7A

間引き >3600umで 20s x 17/24点で終了

3:40
06:30
利用終了後測定12345

1 1 0 0 0 ～1 3 0 0 3
(決定) PL[cps]= 1.505E+14 * IC1[A], 実測/予想=0.77
IC1= 3.3-7A PL1>5M

0:21:00

Bm調整前に測定； レポート無し

1 / 1 ページ

IC2@Air2