ライススキャンご利用マニュアル ＜機能の説明＞
iOS用

測定条件

① 測定回数設定② 計測値読み上げ③ 最終測定回を音声で通知④ GPS位置情報取得⑤ SPAD計との補正値登録

ほ場① 登録、編集、削除② ほ場絞り込み③ 作業ほ場選択
デバイス① 自動OFF時間設定

データ共有① データ共有① SPAD換算式登録

その他② SPAD換算式設定③ 終了

2020/09/25 ver.2©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

1

1-1

測定条件 （測定回数設定）

 通常測定モードでの1回の測定回数を設定します。
 測定回数は １～20回を選択できます。初期値は10回です。
 最後に登録された回数を登録、保存し、以降の通常測定の測定回数になります。

４
５
1［設定ボタン］をタップします２［端末設定］ボタンをタップします３［測定回数］の数字をタップします。
下にドラムロール式のプルダウンリストが表示します。
設定したい回数を選択後、≪完了≫をタップします。

［登録］ボタンをタップします©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

2

1-2

測定条件 （計測値読み上げ） 測定結果の読み上げを”RS値（葉色値）”または”SPAD換算値”のどちらかを選択します。
 初期値は“RS値”です。
 ”SPAD換算値”の設定でSPAD換算値がない場合は”RS値”を読み上げます。

４
５
1［設定ボタン］をタップします２［端末設定］ボタンをタップします３［計測値読み上げ］の右側の項目をタップします。
下にドラムロール式のプルダウンリストが表示します。
読み上げ値を選択します。

［登録］ボタンをタップします©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

3

1-3

測定条件 （測定最終回を音声で通知）

 通常測定モードで設定した測定回数の最終回数の前に、「残り一回です」とお知らせをします。
 測定回数設定が10回の場合、9回目測定結果の読み上げの後、「残り1回です」とお知らせをします。
 初期値は“ON”です。スライドボタンで機能をOFFにすると、お知らせはしなくなります。

1［設定ボタン］をタップします２［端末設定］ボタンをタップします４

３「測定回最終前に音声で知らせる」の右側のスライドボタンでON/OFFを設定します［登録］ボタンをタップします©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

4

1-4

測定条件 （ GPS位置情報取得）

 測定時のGPS位置の測位の有無を設定します。
（施設園芸などGPS情報が不要な場合にご利用いただけます。）
 初期値は“ON”です。GPS位置測位がOFFの場合、ほ場絞り込み機能は動作しません。

1［設定ボタン］をタップします２［端末設定］ボタンをタップします４

３「GPS位置情報の取得」の右側のスライドボタンでON/OFFを設定します［登録］ボタンをタップします©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

5

1-5

測定条件 （SPAD計との補正値登録）

 登録しているSPAD換算値とお持ちのSPAD計とのずれを補正します。
 SPAD換算値の値とSPAD計の値を入力します。補正値を自動で計算します。SPAD換算式毎に設定ができます。
 補正値はその携帯端末のみに保存し、他の携帯端末とのデータ共有はありません。

４
1［設定ボタン］をタップします

２［SPAD計との補正値登録」
ボタンをタップします

３

５［SPAD換算式選択］の項目欄をタップします。
ライススキャンのSPAD
下にドラムロール式のプル６換算値とSPAD計の測ダウンリストが表示します。
定値を入力します
設定したい換算式を選択［登録］ボタンをタップします。
します©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

6

2-1




ほ場情報設定（登録、編集、削除）
通常測定モードで、ほ場の追加（新規登録）・編集・削除を行います。
新しくほ場を登録する場合は〈追加〉をタップし、ほ場を登録します。
既登録のほ場の設定内容を変更する場合は、編集したいほ場を選択後、〈編集〉をタップします。
既登録のほ場を削除する場合、削除したいほ場を選択後、〈削除〉をタップします。
ほ場削除の場合

1［設定ボタン］をタップします２［ほ場・区画管理］をタップします３

新規の場合は〔追加〕をタップします。
〔編集〕〔削除〕の場合は、リストから編集または削除するほ場名を選択後、ボタンをタップしてください。

４

削除の場合、〈OK〉をタップします©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

7

2-1

ほ場追加・編集

 ほ場登録画面 （入力必須はほ場名、栽培品種です）※限定コースの場合は本機能はご利用いただけません。

項目（※必須）設定内容

ほ場名（※）

ほ場の名称を入力します。最大文字数は30文字です。編集の場合は変更できません。
次の文字は使用できません。¥/:*?”<>|,_

マップ位置１～４

ほ場のGPS位置を登録します。[○]をタップすると、その位置での携帯端末のGPS情報を登録します。または、地図アプリなどからGPS情報を取得し、入力します。
GPS情報を登録することで、ほ場絞り込み機能が利用できます。

住所、面積

ほ場の住所、面積を入力します。面積の単位は 歩、畝、反、町、㌃、㌶から選択可です。

栽培品種(※）
作物、品種

ほ場で栽培する作物の種別（水稲、果物など）を選択します。銘柄は種別の下に登録された品種や種類を選択します。銘柄に設定したい品種や種類がない場合、その他を選択す
ると、その他銘柄に文字入力をします。（最大20文字）

坪当たり株数数値を入力します（主に水稲用で利用）。

SPAD換算式設定

SPAD換算値の表示を選択します。
換算値を使用しない場合は、SPAD換算値は表示しません。選択したSPAD換算値に合わせて、SPAD換算値を計算、表示します。

コメント

コメントを入力します。メイン画面でほ場を選択した場合、コメント欄に表示します。

１（区画数）

登録したほ場内で最大１０か所設定できます。

マップ位置A～J[マップ位置A（～J)] をタップすることで、区画名称が変更できます。（40文字以内、¥/:*?”<>|,_の文字は使用不可です。
[○]をタップすると、その位置での携帯端末のGPS情報を登録します。または、地図アプリなどからGPS情報を取得し、入力します。
GPS情報を登録することで、ほ場絞り込み機能が利用できます。

ほ場、区画管理
画面へほ場、区画管理メニューにもどります。登録または編集中のデータは破棄されます。

保存

登録したほ場を保存します。保存データは「端末データ送信」に登録されます。

©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

8

ほ場 （ほ場絞込み）

2-2

 通常測定モードで、携帯端末のGPS測位位置から登録された範囲内のほ場を検出、リストアップします。
 登録しているほ場でマップ位置１～４のGPS位置情報から半径約25m範囲に現在地のGPS位置がある場合、そのほ場を選択、表示します。同じ位置に複数のほ場がある場合、対象となるほ場を全件表示します。
 〈ほ場絞り込み〉で選択、〈リセット〉で絞り込みを解除します。
 対象となるほ場がない場合、〈作業ほ場選択〉で指定している測定場所が全件表示します。
ほ場登録（GPS位置）

登録位置

半径約25m
範囲を検出

１
ほ場登録時にGPS位置が入力されている場合、≪ほ場絞り込み≫で範囲内のほ場が表示されます©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

9

2-3

ほ場 （作業ほ場選択）

 通常測定モードで、登録したほ場の中からリスト表示したいほ場を選択・登録します。
登録件数が多い場合、
 選択されたほ場のみがメイン画面のほ場選択リストに表示します。

1［設定ボタン］をタップします２［作業ほ場選択］をタップします

３

４

５

白色のほ場が非選択、グレイが選択ほ場です

設定終了後、作業ほ場選択で表示選択したほ≪登録≫をタップ
場のみが測定ほ場選択画面のプします
ルダウンリストに反映されます。
©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

10

3

デバイス（自動OFF時間設定）

 デバイスの無動作時間が一定時間になった場合、デバイスの電源が自動でOFFになります。
 時間は1分～20分の範囲で設定できます。初期値は5分です。

４５
1［設定ボタン］をタップします２［端末設定］ボタンをタップします３［デバイス自動OFF時間］［登録］ボタンをタップの数字をタップします。
します
下にドラムロール式のプルダウンリストが表示します。
設定したい時間（１～20分）を選択後、≪完了≫をタップします。
11©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

4-1

その他機能 （サーバー同期）

 サーバー上のシステムデータ（ほ場、RS値計算式、SPAD換算計算式など）と端末側のデータと同期を行います。
 インターネットにつながっている環境でご利用ください。

1

同期マークをタップします

携帯端末とデバイスとの接続は解除します。
携帯端末をインターネットに接続します。

©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

12

4-2

データ確認およびサーバー転送

 端末の未送信フォルダーに保存されている測定データなどのデータをサーバーに送信します。
 未送信データがある場合、設定画面に未送信件数が表示されます。
 インターネットにつながっている環境でご利用ください。

携帯端末とデバイスとの接続は解除します。
携帯端末をインターネットに接続します。

未送信件数を表示

未送信データの一覧が表示されます

１
設定ボタンをタップ。
未送信の場合は設定ボタンにバッジ（赤丸）が表示

２〔端末データ送信〕ボタンをタップ。
未送信の場合は設定ボタンに未送信件数が表示

３≪送信≫ボタンをタップ

４
未送信データがすべて〔送信済みデータ〕に移動します。
≪OK≫をタップします。

©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

13

4-１

データ確認およびデータ共有（１）１．データは端末内のフォルダーに保存されます。
データがあると、メイン画面の左上に赤丸、端末設定画面内 データ件数&共有 の右側に件数を表示します。
２．共有するデータを選択後、共有ボタンをタップすると、メール等を使ってデータの共有（転送）ができます。
保存件数を表示１
設定ボタンをタップ。
携帯端末にデータがある場合は設定ボタンにバッジ（赤丸）が表示

２〔データ件数＆共有〕ボタンをタップ。
データが保存されている場合はデー
タ件数が表示

携帯端末とデバイスとの接続は解除します。
携帯端末をインターネッ
トに接続します。

携帯端末本体に保存されたデータ一覧を表示します

３
共有するデータを選択します

４〔共有〕をタップします©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

14

データ確認およびデータ共有（２）４-1３．［共有］ボタンのタップ後、共有方法が表示されます。メールでデータを送信する場合はメールをタップします。
４．選択したデータファイルが添付された新規メッセージが表示されます。
５．送信先メールアドレスを入力後、送信ボタンを押すとデータは送信されます。
８

４〔共有〕をタップします５

メールで送信する場合は、メールをタップします。

６

送信先メールアドレスを入力します。

７

送信ボタンをタップします。

件名を入力します。

©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

15

４-2

データ削除

１．データの削除
データリストから、削除したいデータを選択後、≪削除≫をタップします。
データを削除します。

２[削除]タップでデータを消去します。

１

削除したいデー
タを選択します３

確認画面がでます。［OK］で選択データは携帯端末から削除されます©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

16

5-１

その他 （SPAD換算値表示）

 SPAD換算値の表示を行います。コシヒカリ（標準）*１が初期で登録しています。
 ほ場登録のSPAD換算を設定するとRS値と同時にSPAD換算値が表示されます。
 SPAD換算式の追加登録は可能です。弊社で登録を行いますのでご相談ください。
（注 *１：過去のデータを基に作成しております。数値を保証するものではありません。）

1
赤枠部分をタップすると、下にドラムロール式のプルダウンリストが表示します。
設定したい項目を選択後、≪完了≫をタップします。

２
設定終了後、[保存]をタップします。

©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

17

5-２

その他 （SPAD換算値表示）

 SPAD計とライススキャンの結果の検量線を使ってSPAD換算式の設定ができます。


葉色値またはRGB輝度値が説明変数（独立変数）となり、SPAD換算値が目的変数（従属変数）になります。
葉色値（X、Y1）とRGB輝度値（R,G,B,Y2）のどちらかに入力ができます。
SPAD換算式は 最大5件登録できます。

１

名称を入力します２

葉色値またはRGB輝度値の登録で設定完了します
３
どちらかに検量線のデータを入力します18©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

5-3

その他（終了ボタン）

１．測定終了時に、Wi-Fiなどの設定を元に戻すために設定画面が開きます。
２．Wi-Fiを通常ご使用の状態の戻します。

〈終了〉をタップします

１2

３

通常の設定に戻します

設定画面になります©All Rights Reserved, Copyright 2019 Maxell, Ltd.

19