Instructies voor het gebruik

LCD-kleurenmonitor

Belangrijk
Lees deze “Instructies voor het gebruik” en de Installatiehandleiding(apart deel) zorgvuldig om uzelf vertrouwd te maken met het veilige
en effectieve gebruik van het apparaat.
• Raadpleeg de Installatiehandleiding voor aanpassing en instellingenvan de monitor.
• U kunt de nieuwste versie van de “Instructies voor het gebruik”
downloaden van onze website:
http://www.eizoglobal.com

VEILIGHEIDSSYMBOLEN
In deze handleiding en op dit product worden onderstaande veiligheidssymbolen gebruikt. Deze geven
essentiële informatie. Lees de beschrijvingen zorgvuldig door.

WAARSCHUWINGLET OPAls u de informatie bij een
WAARSCHUWING negeert, kan
dat leiden tot ernstig letsel oflevensbedreigende situaties.

Als u de informatie bij LET OP negeert,kan dat leiden tot letsel en / of schade aan
eigendommen of aan het product zelf.

Geeft aan dat oplettendheid vereist is. Het symbool
elektrische schokken”.
Geeft aan dat iets verboden is. Het symbool
zoals “Niet demonteren”.

wijst bijvoorbeeld op “het gevaar voor

wijst bijvoorbeeld op een verboden handelingGeeft een verplichte handeling aan die moet worden uitgevoerd. Het symbool
bijvoorbeeld op een verplichte handeling zoals “Apparaat aarden”.

wijst

Dit product is specifiek aangepast voor gebruik in de regio waarnaar het in eerste instantie is verzonden.
Indien het buiten deze regio wordt gebruikt, functioneert het product mogelijk niet volgens de specificaties.
Geen enkel gedeelte van deze handleiding mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een
gegevensopslagsysteem of verzonden, in welke vorm of op welke manier (elektronisch, mechanisch ofanderszins) dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EIZO Corporation.
EIZO Corporation is niet verplicht om eventueel ingezonden materiaal of informatie vertrouwelijk tebehandelen, tenzij er eerdere afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de ontvangst van deze informatie
door EIZO Corporation. Hoewel elke moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat deze handleiding actuele
informatie bevat, moet u er rekening mee houden dat de beeldschermspecificaties van EIZO zondervoorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd.

2﻿VOORZORGSMAATREGELEN● BELANGRIJK• Dit product is specifiek aangepast voor gebruik in de regio waarnaar het in eerste instantie isverzonden. Indien het product buiten de regio wordt gebruikt, functioneert het mogelijk niet volgens
de specificaties.
• Lees deze paragraaf en de waarschuwingen op de monitor zorgvuldig om uw persoonlijke veiligheid
en het juiste onderhoud van het apparaat te waarborgen.

Locatie van de waarschuwingsverklaringen
WARNINGAVERTISSEMENTWARNUNG

Symbolen op het apparaat
Symbool

Betekenis van dit symbool
Hoofdschakelaar:

Druk op deze toets om de hoofdvoeding van de monitor uit
te schakelen.

Hoofdschakelaar:

Druk op deze toets om de hoofdvoeding van de monitor in teschakelen.

Voedingstoets:

Druk op deze toets om de monitor in of uit te schakelen.

Wisselstroom
Waarschuwing voor elektrische schok
LET OP:

Zie “VEILIGHEIDSSYMBOLEN” (pagina 2).

AEEA-markering:Het product moet apart worden weggegooid; materialen
kunnen worden gerecycled.

CE-markering:

EG-conformiteitsmarkering overeenkomstig de bepalingen
van Richtlijnen en/of Verordeningen (EG).

Fabrikant
Fabricagedatum
Medisch hulpmiddel in de EU
Importeur in de EU

VOORZORGSMAATREGELEN

3

WAARSCHUWING
Als er rook uit het apparaat komt, wanneer u een brandlucht ruikt of als het apparaat vreemde
geluiden produceert, trek dan onmiddellijk alle stekkers uit het stopcontact en neem contact op met
uw lokale EIZO-vertegenwoordiger voor advies.
Wanneer u probeert een defect apparaat te repareren, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of
schade aan apparatuur.
Open de behuizing niet en breng geen wijzigingen aan het apparaat aan.
Het openen van de behuizing en het aanbrengen van wijzigingen kan tot brand of
elektrische schokken leiden.
Alle servicewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde technici.
Voer servicewerkzaamheden aan dit product niet zelf uit. Het openen van de behuizing en het verwijderen
van afdekplaten kan tot brand, elektrische schokken of schade aan apparatuur leiden.
Houd kleine voorwerpen en vloeistoffen weg van het apparaat.
Kleine voorwerpen die per ongeluk door de ventilatiesleuven in de behuizing vallen, ofgemorste vloeistof die in de behuizing terechtkomt, kunnen brand, elektrische schokken
of schade aan apparatuur veroorzaken. Als er een voorwerp of vloeistof in de behuizing
terechtkomt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat
nakijken door een gekwalificeerd technicus voor u het opnieuw gebruikt.
Plaats het apparaat op een stevig en stabiel oppervlak.
Een apparaat dat op een ongeschikt oppervlak wordt geplaatst, kan vallen en tot letsel of schade aan
apparatuur leiden. Als het apparaat valt, moet u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact halen en uw
lokale EIZO-vertegenwoordiger om advies vragen. Blijf een beschadigd apparaat niet gebruiken. Het gebruik
van een beschadigd apparaat kan tot brand of elektrische schokken leiden.
Gebruik het apparaat op een geschikte plek.
Anders kan dit tot brand, elektrische schokken of schade aan apparatuur leiden.
• Niet buitenshuis plaatsen.
• Niet in een vervoermiddel (schip, vliegtuig, trein, auto, enz.) plaatsen.
• Niet in een stoffige of vochtige omgeving plaatsen.
• Niet op een plek plaatsen waar water op het scherm terecht kan komen (badkamer, keuken, enz.).
• Niet op een plek plaatsen waar het scherm blootstaat aan stoom.
• Niet in de buurt van een verwarmings- of bevochtigingsapparaat plaatsen.
• Niet op een plek plaatsen waar het product blootstaat aan direct zonlicht.
• Niet in een omgeving met ontvlambare gassen plaatsen.
• Niet in een omgeving plaatsen met corrosieve gassen (zoals zwaveldioxide, waterstofsulfide,stikstofdioxide, chloor, ammonia en ozon).
• Niet in een omgeving plaatsen met stof, corrosieve componenten in de omgevingslucht (zoals
natriumchloride en zwavel), geleidende metalen, etc.

Houd plastic zakken uit de buurt van baby’s en jonge kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
Gebruik het meegeleverde netsnoer en sluit dit aan op een stopcontact dat standaard is voor uw land.
Respecteer de nominale spanning van het netsnoer. Anders kan dit tot brand of elektrische schokken leiden.
Voeding: 100–240 Vac, 50 / 60 Hz
Trek niet aan het netsnoer, maar houd de stekker stevig vast en haal
hem uit het stopcontact.
Het netsnoer kan door trekken beschadigd raken, wat tot brand of
elektrische schokken kan leiden.
Het apparaat moet aangesloten worden op een geaard stopcontact.
Anders kan dit tot brand of elektrische schokken leiden.

4

VOORZORGSMAATREGELENWAARSCHUWING
Gebruik de juiste spanning.
• Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik met een gespecificeerde spanning. De aansluiting op een
andere spanning dan hetgeen in deze “Instructies voor het gebruik” wordt gespecificeerd, kan tot brand, elektrischeschokken of schade aan apparatuur leiden.
Voeding: 100–240 Vac, 50 / 60 Hz• Overbelast het stroomcircuit niet, aangezien dit tot brand of elektrische schokken kan leiden.

Ga zorgvuldig om met het netsnoer.
• Leg het snoer niet onder het apparaat of onder andere zware voorwerpen.
• Trek niet aan het netsnoer en bind het niet vast.

Als het netsnoer beschadigd raakt, mag het niet meer worden gebruikt. Het gebruik van
een beschadigd snoer kan tot brand of elektrische schokken leiden.
Sluit het netsnoer niet aan en koppel het niet los in de aanwezigheid van patiënten in verband met
de elektrische veiligheid.
Raak de stekker en het netsnoer nooit aan bij onweer.
Het aanraken kan tot een elektrische schok leiden.
Zie voor het bevestigen van een monitorarm de Gebruikershandleiding van de monitorarm en
installeer het apparaat op de juiste manier.
Anders kan het apparaat los raken, wat tot letsel of schade aan apparatuur kan leiden. Controleer voor deinstallatie of de tafel of muur waaraan de monitorarm wordt bevestigd voldoende mechanische sterkte bezit.
Als het apparaat is gevallen, dient u uw EIZO-vertegenwoordiger om advies te vragen. Blijf een beschadigd
apparaat niet gebruiken. Het gebruik van een beschadigd apparaat kan tot brand of elektrische schokken
leiden. Indien de kantelvoet weer wordt bevestigd, moeten hiervoor de originele schroeven worden gebruikt.
Draai deze goed vast.
Raak een beschadigd LCD-paneel niet met blote handen aan.
De vloeibare kristallen die uit het paneel kunnen lekken, zijn giftig bij opname door demond en irriteren de ogen. Indien een deel van de huid of het lichaam in direct contact
met het paneel komt, moet dit zorgvuldig worden schoongespoeld. Neem contact op
met een arts indien er fysieke symptomen optreden.
TL-lampen bevatten kwik (de producten met LED-verlichting bevatten geen kwik).
Gooi de lampen weg volgens de geldende milieuvoorschriften.
Blootstelling aan kwik kan tot neurologische klachten zoals tremor, geheugenverlies en
hoofdpijn leiden.

VOORZORGSMAATREGELEN

5LET OP
Ga zorgvuldig te werk bij het dragen van het apparaat.
Verwijder het netsnoer en de kabels voordat het apparaat wordt verplaatst. Verplaatsing met aangesloten
netsnoer is gevaarlijk.
Dit kan tot letsel leiden.
Draag en plaats het apparaat op de juiste gespecificeerde wijze.
• Houd het apparaat tijdens het dragen stevig vast zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
• Monitoren van 30 inch of groter zijn zwaar. Zorg voor twee mensen bij het uitpakken en / of dragen van de monitor.

Het laten vallen van het apparaat kan tot letsel of schade aan apparatuur leiden.

Blokkeer de ventilatiesleuven van de behuizing niet.
• Plaats geen voorwerpen op de ventilatiesleuven.
• Plaats het apparaat niet in een afgesloten ruimte.
• Zet het apparaat niet op zijn kop en leg het niet plat neer.

Als u de ventilatiesleuven blokkeert, kan de lucht niet goed doorstromen, wat kan leiden
tot brand, elektrische schokken of schade aan apparatuur.
Raak de stekker niet met natte handen aan.
Dit kan tot een elektrische schok leiden.

Gebruik een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt.
Zo kunt u de stekker snel uit het stopcontact halen als dat nodig is.
Reinig regelmatig het gebied rondom de stekker en de ventilatiesleuf van de monitor.
Stof, water of olie op de stekker kan tot brand leiden.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat het apparaat wordt gereinigd.
Het reinigen van het apparaat terwijl het op een stopcontact is aangesloten, kan tot een elektrische schok
leiden.
Schakel in verband met de veiligheid en energiebesparing de hoofdschakelaar uit en haal de stekker
uit het stopcontact indien het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt zal worden.
Dit product is alleen geschikt voor een patiëntenomgeving, maar niet voor contact met een patiënt.
Voor gebruikers in het grondgebied van de EER en Zwitserland:
Elk ernstig incident dat zich in verband met het hulpmiddel heeft voorgedaan, moet worden gemeld
aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt isgevestigd.

6

VOORZORGSMAATREGELEN

Kennisgeving voor deze monitor
Beoogd gebruik
Dit product is bedoeld voor het weergeven en bekijken van digitale beelden voor beoordeling, analyse en
diagnose door hiervoor opgeleid, medisch personeel. Het beeldscherm is niet bedoeld voor
mammografie.
Attentie• Dit product dient in de horizontale weergavemodus te worden gezet, wanneer het wordt gebruikt voor dehierboven vermelde doelen.
• Indien dit product voor andere dan in deze handleiding beschreven doeleinden wordt gebruikt, kan de garantie
vervallen.
• De specificaties die in deze handleiding worden vermeld, gelden alleen als er gebruik gemaakt wordt van:
- Netsnoeren die bij het product worden geleverd- Door ons gespecificeerde signaalkabels• Gebruik alleen door ons geproduceerde of gespecificeerde optionele producten bij dit product.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik• De prestaties van onderdelen (zoals het LCD-paneel) kunnen na verloop van tijd achteruitgaan.
Controleer regelmatig of ze naar behoren functioneren.
• Als er een nieuw beeld op het scherm wordt geopend nadat een ander beeld gedurende lange tijd is
weergegeven, kan een nabeeld verschijnen. Gebruik de screensaver of energiebesparingsfunctie om tevoorkomen dat hetzelfde beeld gedurende lange tijd wordt weergegeven.
• Als de monitor gedurende een lange periode continu beeld weergeeft, kunnen donkere vlekken of
ingebrande pixels ontstaan. Voor een maximale levensduur van de monitor wordt aangeraden om demonitor regelmatig uit te schakelen.
• Er kan een schaduwbeeld verschijnen. Afhankelijk van het weergegeven beeld kan dit schaduwbeeld
zelfs na een korte periode nog aanwezig zijn. Als dit gebeurt, kunt u het probleem mogelijk oplossen
door het beeld te wijzigen of het beeldscherm enkele uren uit te zetten.
• De achtergrondverlichting van het LCD-paneel heeft een vaste levensduur. Als het scherm donker wordtof begint te flikkeren, kunt u contact opnemen met uw lokale EIZO-vertegenwoordiger.
• Het scherm kan defecte pixels hebben of een klein aantal lichte punten vertonen. Dit hangt samen met
de kenmerken van het paneel zelf en is geen productdefect.
• Druk niet hard op het paneel of op de rand van het frame, aangezien dit tot verstoorde weergaven met
bijvoorbeeld interferentiepatronen kan leiden. Als er voortdurend druk op het paneel wordt uitgeoefend,
kan het paneel beschadigd raken. (Als er drukpunten op het paneel achterblijven, dient de monitor een
tijd lang op een zwart of wit scherm te worden gezet. De symptomen kunnen dan verdwijnen.)• Kras of druk niet met een scherp voorwerp op het paneel, aangezien dit het paneel kan beschadigen.
Veeg het paneel niet met tissues schoon, aangezien dit krassen kan veroorzaken.
• Raak de ingebouwde kalibratiesensor (geïntegreerde voorsensor) niet aan. Als u dat doet, kan demeetnauwkeurigheid dalen of kan de apparatuur beschadigd raken.
• Afhankelijk van de omgeving kan de waarde die wordt gemeten door de ingebouwde belichtingssensor
verschillen van de waarde die wordt weergegeven op een afzonderlijke illuminometer.
• Wanneer een koude monitor in een ruimte wordt gebracht of wanneer de ruimtetemperatuur snel stijgt,
kan condensatie aan de binnenzijde en buitenzijde van de monitor optreden. Zet de monitor in dat geval
niet aan. Wacht in plaats daarvan tot de condensatie verdwijnt, want anders kan dit tot schade aan demonitor leiden.

Kennisgeving voor deze monitor

7

De monitor langdurig gebruiken● Onderhoud• De beeldkwaliteit van monitoren wordt beïnvloed door het kwaliteitsniveau van invoersignalen en dedegradatie van het product. Voer dagelijkse visuele controles uit en test periodiek de bestendigheidom te voldoen aan de medische normen / richtlijnen voor uw toepassing, en voer indien nodig
kalibratie uit. Met de kwaliteitscontrolesoftware van de RadiCS-monitor kunt u een hoogwaardige
kwaliteitscontrole uitvoeren die voldoet aan medische normen / richtlijnen.
• Het duurt ongeveer 15 minuten voordat de prestaties van elektrische onderdelen stabiel zijn. Nadat
de monitor is ingeschakeld of uit de energiebesparingsmodus is gekomen, dient minimaal 15
minuten te worden gewacht met het aanpassen van de monitor.
• We bevelen u aan om monitoren in te stellen op de aanbevolen lichtsterkte of lager omveranderingen in lichtsterkte als gevolg van langdurig gebruik te reduceren en een stabiele
helderheid te behouden.
• De meetnauwkeurigheid van de geïntegreerde voorsensor kan worden behouden door een
regelmatige correlatie met behulp van RadiCS / RadiCS LE.

● Reinigen

Reinig de monitor regelmatig om hem er lang als nieuw uit te laten zien en zijn levensduur teverlengen.
Veeg vuil voorzichtig van de behuizing of het schermoppervlak met een enigszins met water
bevochtigde doek of met één van de chemische producten die hieronder worden vermeld.

Voor reiniging te gebruiken chemische producten
Naam materiaal

Naam product

Ethanol

Ethanol

Isopropylalcohol

Isopropylalcohol

Chloorhexidine

Hibitane

Benzalkoniumchloride

WelpasAlkyldiaminoethylglycine

Tego 51

Glutaral

Sterihyde

GlutaralCidex Plus28

Attentie• Gebruik geen chemische producten op frequente basis. Chemicaliën zoals alcohol en antiseptische
oplossingen kunnen tot dof worden, aantasting en verkleuring van de behuizing en het paneel en tot
verslechtering van de beeldkwaliteit leiden.
• Gebruik nooit thinner, benzeen, was of een schurend reinigingsmiddel. Deze kunnen de behuizing of het
paneel beschadigen.
• Laat chemische producten niet in direct contact met de monitor komen.
Opmerking• Voor het reinigen van de behuizing en het paneeloppervlak wordt de optionele ScreenCleaner aanbevolen.

Comfortabel gebruik van de monitor• Gedurende lange tijd naar de monitor staren kan tot vermoeide ogen leiden. Neem daarom elk uur 10
minuten pauze.
• Kijk vanaf een juiste afstand en onder een juiste hoek naar het scherm.

8

Kennisgeving voor deze monitor

INHOUD
VOORZORGSMAATREGELEN.............................. 3● BELANGRIJK................................................... 3

Kennisgeving voor deze monitor......................... 7
Beoogd gebruik......................................................... 7
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik...................... 7
De monitor langdurig gebruiken............................. 8● Onderhoud....................................................... 8● Reinigen........................................................... 8

Comfortabel gebruik van de monitor...................... 8

INHOUD................................................................... 9
Hoofdstuk 1 Inleiding........................................ 10
1-1.

Kenmerken.....................................................10

1-2.

Inhoud van de verpakking...........................121-3.

Knoppen en functies....................................14● EIZO LCD Utility Disk......................................12

Hoofdstuk 2 Installatie / aansluiting................ 15
2-1.

●

Voordat u het product installeert................15
Installatievereisten..........................................15

2-2.

Aansluitkabels..............................................16

2-3.

De monitor inschakelen...............................192-4.

Hoogte en hoek van de monitor
aanpassen......................................................19

Hoofdstuk 3 Probleem: geen beeld................. 20
Hoofdstuk 4 Specificaties................................ 21
4-1.

Lijst met specificaties..................................21

4-2.

Compatibele resoluties............................... 22

4-3.

Optionele accessoires................................ 23

Aanhangsel........................................................... 24
Medische norm........................................................ 24
EMC-informatie....................................................... 25

INHOUD9

Hoofdstuk 1 Inleiding
Hartelijk dank voor uw keuze van een EIZO LCD-kleurenmonitor.

1-1. Kenmerken● Geheel naar eigen keuze indelen
Dit product bevat de functies "PbyP (Picture by Picture)" (beeld naast beeld) en "PinP (Picture in
Picture)" (beeld in beeld) waarmee tot drie signalen tegelijk kunnen worden weergegeven.

Enkel

PbyP

PinP

PbyP + PinP

● Simpele bedrading
Naast een ingangsaansluiting voor DisplayPort is er ook een uitgangsaansluiting aanwezig.
• Via de uitgangsaansluiting (), kan een signaal worden uitgevoerd naar een andere monitor.

• Voor de weergave van afbeeldingen in PbyP moeten standaard twee signaalkabels worden
aangesloten tussen de pc en de monitor. Bij dit model kunt u de monitor met één kabel aansluiten
op de pc. U hoeft alleen maar de meegeleverde DisplayPort-kabel (PP028) aan te sluiten op deuitgangsaansluiting (10

Hoofdstuk 1 Inleiding) en de ingangsaansluiting ().

● Ruimtebesparend ontwerp
De monitor heeft twee USB-upstreampoorten. U kunt twee pc's bedienen via één set USB-apparaten(muis, toetsenbord etc.) door over te schakelen van de ene naar de andere pc.

● Monitor bedienen via de muis en het toetsenbord
Met de kwaliteitscontrolesoftware van de RadiCS- / RadiCS LE-monitor kunt u de volgende
monitorfuncties uitvoeren met de muis en het toetsenbord:• CAL Switch-modus wijzigen• Invoersignalen wijzigen• Het subvenster PinP weergeven of verbergen ("Hide-and-Seek")• Schakelen tussen pc's waarmee USB-apparaten worden bediend ("Switch-and-Go")
Opmerking• Met de RadiCS- / RadiCS LE-software kunt u tegelijkertijd het subvenster PinP weergeven of verbergen,en schakelen tussen de pc's waarmee USB-apparaten worden bediend. Zie de Gebruikershandleiding van
RadiCS / RadiCS LE voor meer informatie over de installatieprocedure.

● Kwaliteitscontrole• De monitor bevat een ingebouwde kalibratiesensor (geïntegreerde voorsensor). Met deze sensor
kan de monitor onafhankelijke kalibratie ("SelfCalibration") en grijswaardencontrole uitvoeren.

• Met behulp van RadiCS LE die is aangesloten op de monitor kunt u de geschiedenis met betrekking
tot de monitor, het doel voor SelfCalibration en het uitvoeringsschema beheren.
• Met de kwaliteitscontrolesoftware van de RadiCS-monitor kunt u een kwaliteitscontrole uitvoeren
die voldoet aan medische normen / richtlijnen.

Hoofdstuk 1 Inleiding111-2. Inhoud van de verpakking
Controleer of de verpakking alle volgende onderdelen bevat. Als onderdelen ontbreken of beschadigdzijn, neem dan contact op met uw leverancier of lokale EIZO-vertegenwoordiger, die u kunt vinden op het
bijgevoegde blad.
Opmerking• We bevelen u aan om de doos en verpakkingsmaterialen te bewaren, zodat ze kunnen worden gebruikt voor het
verplaatsen of transporteren van dit product.
• Monitor• Netsnoer• Digitale signaalkabel: DD300DL x 1
DVI - DVI (dual link)• Digitale signaalkabel: PP300 x 2
DisplayPort - DisplayPort• USB-kabel: UU300 x 2• Digitale signaalkabel: PP028 x 1
DisplayPort - DisplayPort• EIZO LCD Utility Disk (cd-rom)• Instructions for Use (Instructies voor het gebruik)● EIZO LCD Utility Disk

De CD-ROM bevat de volgende items. Zie "Readme.txt" op de schijf voor informatie over het starten
van de software of het verwijzen naar bestanden.
• Bestand Readme.txt• Kwaliteitscontrolesoftware voor de RadiCS LE-monitor (voor Windows)• Gebruikershandleiding
Installatiehandleiding voor de monitor
Gebruikershandleiding voor RadiCS LE• Overzicht afmetingen

RadiCS LE
Met RadiCS LE kunt u de volgende kwaliteitscontroles en monitorfuncties uitvoeren. Zie deGebruikershandleiding van RadiCS LE voor meer informatie over de software of
installatieprocedures.

Kwaliteitscontrole• Kalibratie uitvoeren• Testresultaten weergeven in een lijst en een testrapport maken• Het doel van SelfCalibration en het uitvoeringsschema instellen

Monitorfuncties• CAL Switch-modus wijzigen• Invoersignalen wijzigen• Het subvenster PinP weergeven of verbergen ("Hide-and-Seek")• Schakelen tussen pc's waarmee USB-apparaten worden bediend ("Switch-and-Go")• De energiebesparingsmodus inschakelen ("Backlight Saver")Attentie• De specificaties van RadiCS LE kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De nieuwste versie van
RadiCS LE kan worden gedownload op onze website: http://www.eizoglobal.com

12

Hoofdstuk 1 Inleiding

RadiCS LE gebruiken
Zie de Gebruikershandleiding van RadiCS LE (op de CD-ROM) voor meer informatie over het
installeren en gebruiken van RadiCS LE.
Wanneer u de RadiCS LE gebruikt, sluit u de monitor aan op uw pc met de meegeleverde USBkabel. Zie “2-2. Aansluitkabels” (pagina 16) voor meer informatie over het aansluiten van demonitor.
Opmerking• In een omgeving waarin het aansluiten van de USB-kabel moeilijk is, kunt u DCC-communicatie inschakelen
zodat u RadiCS LE kunt gebruiken zonder de USB-kabel. Meer informatie over de configuratie van DCCcommunicatie vindt u in de Installatiehandleiding (op de cd-rom). Een USB-aansluiting wordt aanbevolen
voor betere responstijden en een stabiele werking.

Hoofdstuk 1 Inleiding

131-3. Knoppen en functies
1

12

2

13

Circa 30°

14
15
16

Menu Instellingen

*1

3

5

4

1. Geïntegreerdevoorsensor
2. Omgevingslichtsensor

6

7

8

9

10

11

Deze sensor wordt gebruikt voor het uitvoeren van kalibratie en grijswaardencontrole.
Deze sensor meet de omgevingsbelichting. De omgevingsbelichting wordt gemeten
met behulp van de kwaliteitscontrolesoftware voor RadiCS / RadiCS LE.
Deze sensor detecteert de beweging van een persoon voor de monitor.

3. Presence Sensor(Aanwezigheidssensor)
4. Bedieningsschakelaars Hiermee worden de bedieningsaanwijzingen weergegeven. Stel menu's in volgens debedieningsaanwijzingen.
5.

schakelaar

6. Hoofdschakelaar
7. Voedingsaansluiting
8. DVI-D-connector
9. Invoeraansluiting voor
DisplayPort

Hiermee zet u het apparaat aan of uit.
Het lampje van de schakelaar is aan wanneer u het apparaat aanzet. De kleur van het
lampje is afhankelijk van de bedrijfsstatus van de monitor.
Groen: Monitor in bedrijf, Oranje: energiebesparingsmodus, uit: Hoofdvoeding / voeding uit
Hiermee kunt u de hoofdvoeding in- en uitschakelen.
: Uit, : Aan
Hierop wordt het netsnoer aangesloten.
Sluit de connector aan op de pc.

De te gebruiken aansluiting verschilt afhankelijk van de lay-out van het scherm. Zie“2-2. Aansluitkabels” (pagina 16) voor meer informatie.
10. Uitvoeraansluiting voor Om een serieschakeling te installeren, sluit u de kabel aan op de ingangspoort van
DisplayPort
een andere monitor.
Wanneer de aansluiting is aangesloten op , kan de signaalingang inwordenweergegeven in de modus PbyP.
11. USB-upstreampoort

12. Hendel

13. Voet
14. USB-downstreampoort

Zie “2-2. Aansluitkabels” (pagina 16) voor meer informatie.
Sluit deze poort aan op de pc wanneer u software gebruikt waarvoor een USBaansluiting nodig is of wanneer u een USB-apparaat (randapparaat dat USB
ondersteunt) aansluit op de USB-downstreampoort.
Deze hendel wordt voor transport gebruikt.
Attentie• Houd tijdens het dragen van de monitor het onderste deel van de monitor en dezehendel stevig vast zodat u hem niet laat vallen.
De hoogte en hoek kunnen worden aangepast.
Sluit deze poort aan op een USB-apparaat. Om een serieschakeling te installeren,
sluit u de kabel aan op de USB-upstreampoort van een andere monitor.
Compatibel met het beveiligingssysteem MicroSaver van Kensington.

15. Uitsparing
beveiligingsaansluiting
16. Kabelhouder
Hierin kunnen de monitorkabels worden opgeborgen.
*1 Zie de Installatiehandleiding (op de CD-ROM) voor meer informatie over het gebruik van de kabelhouder.

14

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 2 Installatie / aansluiting
2-1. Voordat u het product installeert
Lees “VOORZORGSMAATREGELEN” (pagina 3) zorgvuldig door en volg altijd de instructies.
Als u dit product op een bureau met gelakt oppervlak plaatst, kan de kleur vanwege de samenstelling van
het rubber in de voet trekken. Controleer het paneeloppervlak voor gebruik.

● Installatievereisten

Wanneer de monitor in een rek wordt geïnstalleerd, moet voor voldoende ruimte aan de zijkant,achterkant en bovenkant van de monitor worden gezorgd.

Attentie• Plaats de monitor zodanig dat er geen storend licht op het scherm valt.

Hoofdstuk 2 Installatie / aansluiting152-2. Aansluitkabels
Attentie• Controleer of de monitor en de pc zijn uitgeschakeld.
• Wanneer u de huidige monitor door deze monitor vervangt, zie dan “4-2. Compatibele resoluties” (pagina 22)
om de pc-instellingen voor de resolutie en de verticale scanfrequentie aan te passen aan de instellingen diebeschikbaar zijn voor deze monitor, voordat u de pc aansluit.
• Er kan een beschermkap zitten aan de aansluiting op de monitor. Verwijder de kap voordat u de kabel aansluit.

1. Sluit de signaalkabels aan.

Controleer de vormen van de aansluitingen en sluit de kabels aan. Draai de bevestigingsmiddelen
aan om de aansluiting vast te zetten na het aansluiten van de DVI-kabel.
Zie de Installatiehandleiding (op de cd-rom) wanneer u het PinP-scherm inschakelt.
Weergave op enkel scherm

Signaalkabel:
DD300DL
Signaalkabel: PP300

of

Attentie• Wanneer u de monitor gebruikt voor weergave op een enkel scherm via DisplayPort, sluit u de monitor aan
op de invoeraansluiting .
• Wanneer de monitor wordt gebruikt voor weergave op een enkel scherm via DVI, is de vernieuwingssnelheid(de frequentie waarmee het beeld op het scherm wordt vernieuwd) lager. Het gebruik van DisplayPort 1 isdaarom aanbevolen voor weergave op enkel scherm. Wanneer de monitor wordt gebruikt voor weergave op
een enkel scherm via DVI, moet u “DVI” selecteren in het menu Instellingen “Input (Invoer)” in “Preferences(Voorkeuren)”. Zie de Installatiehandleiding (op de cd-rom) voor meer informatie.

16

Hoofdstuk 2 Installatie / aansluiting

Weergave PbyP (twee schermen)
Attentie• U moet in het menu Instellingen bij de optie “Input (Invoer)” in “Preferences (Voorkeuren)” configurerenwelke combinatie van signalen wordt weergegeven. Zie de Installatiehandleiding (op de cd-rom) voor meer
informatie.
• Wanneer de monitor wordt gebruikt in de modus PbyP voor de weergave van beelden van twee pc's, kunt u
mogelijk beperkt gebruik maken van sommige functies voor kwaliteitscontrole, zoals kalibratie.

Voor DisplayPort 1 / DisplayPort 2

Voor DisplayPort 1 / DVI

Signaalkabel:
DD300DL

Signaalkabel:
PP300

Signaalkabel: PP300

Signaalkabel: PP300

Opmerking• Wanneer de meegeleverde DisplayPort-kabel (PP028) wordt aangesloten op
en , kan de signaalingang
voor
worden weergegeven in de modus PbyP. In dit geval moet u in het Beheerdersmenu Instellingen“Signal Format (Signaaltype)” - “DisplayPort 1” - “Version (Versie)” instellen op “1.2” en “Daisy Chain(Serieschakeling)” op “On (Aan)”.

Signaalkabel: PP300

Signaalkabel: PP028

Hoofdstuk 2 Installatie / aansluiting

17Een serieschakeling naar een andere monitor installeren
Het invoersignaal voor

wordt uitgevoerd naar een andere monitor.

Attentie• Bezoek de website van EIZO voor informatie over monitoren en grafische kaarten die voor deserieschakeling kunnen worden gebruikt: http://www.eizoglobal.com• U moet in het Beheerdersmenu Instellingen “Signal Format (Signaaltype)” - “DisplayPort 1” - “Version(Versie)” instellen op “1.2” en “Daisy Chain (Serieschakeling)” op “On (Aan)”.

Aansluiting op een pc
Signaalkabel: PP300

Signaalkabel: PP300

2. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact en op de voedingsaansluiting op demonitor.

Sluit het netsnoer goed aan op de monitor.

3. Wanneer u RadiCS / RadiCS LE gebruikt of een USB-apparaat (randapparaat

dat USB ondersteunt) aansluit op de monitor, sluit de USB-kabel dan aan op deUSB-upstreampoort van de monitor en de pc.
Aansluiting op de monitor

Aansluiting op een pc

Attentie• De pc waarop RadiCS / RadiCS LE is geïnstalleerd om de kwaliteit van de monitor te controleren, moet
aangesloten zijn op18.

Hoofdstuk 2 Installatie / aansluiting

2-3. De monitor inschakelen
1. Raak

aan om de monitor in te schakelen.

Het aan / uit-lampje van de monitor brandt groen.
Zie “Hoofdstuk 3 Probleem: geen beeld” (pagina 20) als het lampje niet gaat branden.
Opmerking• Wanneer de monitor uit is en u op een andere knop dan

drukt, gaatknipperen.

2. Zet de pc aan.

Op het scherm wordt beeld weergegeven.
Als er geen beeld wordt weergegeven, zie dan “Hoofdstuk 3 Probleem: geen beeld” (pagina 20)
voor aanvullend advies.
Attentie• Voor maximale energiebesparing wordt aanbevolen om het apparaat uit te schakelen met dehoofdschakelaar. Wanneer u de monitor niet gebruikt, kunt u de elektriciteit uitschakelen of de stekker uit het
stopcontact halen zodat de stroomtoevoer volledig is uitgeschakeld.
Opmerking• Voor een maximale levensduur van uw monitor kunt u degradatie van de helderheid tegengaan enenergieverbruik verminderen. Hiervoor kunt u de volgende dingen doen:- Gebruik de energiebesparingsfunctie van de pc of monitor.
- Schakel de monitor na gebruik altijd uit.

2-4. Hoogte en hoek van de monitor aanpassen
Houd de linker- en rechterrand van de monitor met beide handen vast en pas de hoogte en hellingshoek(horizontaal en verticaal) van de monitor aan voor optimale werkomstandigheden.

Attentie• Nadat de hoek is aangepast, zorgt u dat de kabels goed zijn aangesloten.

Hoofdstuk 2 Installatie / aansluiting

19

Hoofdstuk 3 Probleem: geen beeld
Probleem
1. Geen beeld• Het aan / uit-lampje gaat niet branden.

Mogelijke oorzaak en oplossing• Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
• Zet de hoofdschakelaar aan.
• Raakaan.
• Schakel de hoofdvoeding uit en schakel deze weer in.
• Het lampje van de Aan / uit-knop brandt:• Verhoog "Brightness (Helderheid)", "Contrast" of
Groen"Gain (Versterking)" in het menu Instellingen. Zie deInstallatiehandleiding (op de cd-rom) voor meer informatie.
• Schakel de hoofdvoeding uit en schakel deze weer in.
• Het lampje van de Aan / uit-knop brandt:• Schakel het invoersignaal om. Zie de Installatiehandleiding
Oranje(op de cd-rom) voor meer informatie.
• Beweeg de muis of druk op een willekeurige toets op het
toetsenbord.
• Controleer of de pc aan staat.
• Als de Aanwezigheidssensor is ingesteld op "On (Aan)",staat de monitor mogelijk in de energiebesparingsmodus. Ga
dichter bij de monitor staan.
• Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten. Als"DisplayPort 1" is geselecteerd als invoersignaal, sluitu de kabel aan op .
wordt gebruikt wanneer een
serieschakeling is geïnstalleerd.
• Schakel de hoofdvoeding uit en schakel deze weer in.
• Het aan / uit-lampje knippert: Oranje, Groen• Verbind die met de door EIZO gespecificeerde signaalkabel.
Schakel de hoofdvoeding uit en schakel deze weer in.
• Als de signaalkabel is aangesloten op DisplayPort 1 (),
probeer dan de versie van DisplayPort om te schakelen.
Zie de Installatiehandleiding (op de cd-rom) voor meer
informatie.
2. Het onderstaande bericht verschijnt.
Dit bericht wordt weergegeven wanneer het signaal niet goed
wordt ingevoerd, terwijl de monitor correct werkt.
• Deze melding verschijnt, wanneer er geen
• Het bericht links kan worden weergegeven, omdat sommige
signaalinvoer is.
pc's niet meteen na het inschakelen het signaal uitvoeren.
Voorbeeld:• Controleer of de pc aan staat.
• Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten.
• Schakel het invoersignaal om. Zie de Installatiehandleiding(op de cd-rom) voor meer informatie.
• Als de signaalkabel is aangesloten op DisplayPort 1 (),
probeer dan de versie van DisplayPort om te schakelen.
Zie de Installatiehandleiding (op de cd-rom) voor meer
informatie.
• Is de signaalkabel aangesloten op
voor de weergave van
een DisplayPort-signaal op één scherm? Het signaal kan
niet worden weergegeven als de kabel is aangesloten opof .
• Schakel de hoofdvoeding uit en schakel deze weer in.
• Controleer of de resolutie en verticale scanfrequentie die op• De melding geeft aan dat het invoersignaal
de pc zijn ingesteld, overeenstemmen met de vereisten van
buiten het opgegeven frequentiebereik valt.
de monitor (zie “4-2. Compatibele resoluties” (pagina 22)).
Voorbeeld:• Start de pc opnieuw op.
• Selecteer een geschikte instelling met de software die bij degrafische kaart is geleverd. Zie de Gebruikershandleiding
van de grafische kaart voor meer informatie.

20

Hoofdstuk 3 Probleem: geen beeldHoofdstuk 4 Specificaties
4-1. Lijst met specificaties
LCD-paneel

Type
Achtergrondverlichting
Afmetingen

Kleur (IPS)LED
79 cm (31,1 inch)

Resolutie (h x v)

4096 × 2160

Displayformaat (h x v)

698,0 mm × 368,1 mm

Pixel-pitch

0,1704 mm

Weergavekleuren

10-bits (DisplayPort*1): 1073,74 miljoen kleuren (max.)
8-bits (DisplayPort*1 / DVI): 16,77 miljoen kleuren

Videosignalen

Kijkhoeken(h/v, typisch)Aanbevolen helderheid

178˚ / 178˚

Responstijd (typisch)

20 ms (zwart -> wit -> zwart)

Ingangen

DisplayPort × 2, DVI-D (dual link) × 1

Uitgangen

DisplayPort × 1

Horizontale
scanfrequentie
Verticale scanfrequentie

31 kHz - 134 kHz

Modus Framesynchronisatie
Dot clockUSB
Voeding

Fysiekespecificaties

270 cd/m2

DisplayPort: 29 Hz - 61 Hz (720 × 400: 69 Hz - 71 Hz)
DVI:
14 Hz - 61 Hz (720 × 400: 69 Hz - 71 Hz)
29,5 Hz - 30,5 Hz, 59 Hz - 61 Hz

Poort

DisplayPort: 25 MHz - 570 MHz (weergave op één scherm)
25 MHz - 300 MHz (PbyP / PinP)
DVI:
25 MHz - 300 MHz
Upstreampoort × 2, downstreampoort × 3

Norm

USB-specificatie revisie 2.0

IngangMaximaal stroomverbruik
Energiebesparingsmodus
Stand-bymodus
Afmetingen (b × h × d)

100 - 240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz 1,30 - 0,60 A
125 W of minder
1,6 W of minder
1,6 W of minder
733,0 mm × 474,0 mm - 574,0 mm × 225,0 mm (Kantelen: 0˚)733,0 mm × 508,0 mm - 608,0 mm × 267,0 mm (Kantelen: 30˚)
733,0 mm × 408,0 mm × 64,5 mm

Afmetingen (b × h × d)
(Zonder voet)
Nettogewicht
Nettogewicht(zonder voet)
Bereik hoogte-instelling
Kantelen
Draaien
Vereisten
Temperatuur
bedrijfsomstandigheden Luchtvochtigheid
Luchtdruk

Circa 11,7 kg
Circa 7,5 kg
100 mm (kantelen: 0˚)Omhoog 30˚, omlaag 5˚
70˚
0 ˚C - 35 ˚C (32 ˚F - 95 ˚F)
20 % - 80 % RV (geen condensatie)
540 hPa - 1060 hPa

Hoofdstuk 4 Specificaties

21

Omgevingsvereisten Temperatuur
voor transport /Luchtvochtigheid
opslagLuchtdruk-20 ˚C - 60 ˚C (-4 ˚F - 140 ˚F)
10 % - 90 % RV (geen condensatie)
200 hPa - 1060 hPa*1 Afhankelijk van de instellingen van de monitor, kunnen de kleuren van DisplayPort-signalen die worden
weergegeven op de monitor verschillen. Zie “4-2. Compatibele resoluties” (pagina 22)voor meer informatie
over weergavekleuren en instellingen.
*2 Wanneer de invoer DisplayPort 1 wordt gebruikt, de USB-upstreampoort is niet aangesloten, “Input”: “Single
DisplayPort 1”, “DDC”: “Off”, “DP Power Save”: “On”, “DisplayPort 1” - “Version”: “1.1”, Overige instellingen:Standaardinstellingen, er is geen externe belasting aangesloten*3 Wanneer de USB-upstreampoort niet is aangesloten, “DP Power Save”: “On”, “DisplayPort 1” - “Version”: “1.1”,“DDC”: “Off”, Overige instellingen: Standaardinstellingen, er is geen externe belasting aangesloten

4-2. Compatibele resoluties
De monitor ondersteunt de volgende resoluties. Zie de installatiehandleiding voor meer informatie overde compatibele resoluties van het subvenster PinP.
√: Ondersteund
Verticale
Resolutie (hfrequentie
x v)
(Hz)

DisplayPort
DVI
Weergave op enkel
Weergave op
Weergave op
Weergave op
schermtwee schermen
twee schermen
enkel scherm(PbyP)(PbyP)*3
Ver. 1.2*1 Ver. 1.1*2

720 × 400

70

√

√

√

√

√

640 × 480

60

√

√

√

√

√

800 × 600

60

√

√

√

√

√

1024 × 768

60

√

√

√

√

√

1280 × 1024

60

√

√

√

√

√

1600 × 1200

60

√

√

√

√

√

2048 × 2160

30

-

-

√

-

√

*4

-

√*4

2048 × 2160

60

-

-

√

3840 × 2160

15

-

-

-

√

-

3840 × 2160

30

-

√

-

√

-

3840 × 2160

60

√

-

-

-

-

4096 × 2160

15

-

-

-

√

-

4096 × 2160

30

-

√*4

-

√*4

-

4096 × 2160

60

√*4

-

-

-

-

*1 Wanneer "Daisy Chain (Serieschakeling)" is ingesteld op "Off (Uit)": 10-bits invoer, wanneer "Daisy Chain(Serieschakeling)" is ingesteld op "On (Aan)": 8-bits invoer*2 10-bits invoer*3 Weergave op twee schermen via "DisplayPort 1 / DisplayPort 2": 10-bits invoer, weergave op twee schermen
via "DisplayPort 1 / DVI": 8-bits invoer*4 Aanbevolen resolutie

22

Hoofdstuk 4 Specificaties

4-3. Optionele accessoiresde volgende accessoires zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
Zie onze website voor de nieuwste informatie over optionele accessoires en voor informatie over denieuwste compatibele grafische kaarten. http://www.eizoglobal.com
Kalibratieset

EIZO "RadiCS UX1" versie 4.5.5 of later
EIZO "RadiCS Version Up Kit" versie 4.5.5 of later
Netwerk-kwaliteitsmanagementsoftware EIZO "RadiNET Pro" versie 4.5.5 of later
EIZO "RadiNET Pro Lite" versie 4.5.5 of later
Reinigingsset
EIZO "ScreenCleaner"
Comfort-licht voor leeszalen
EIZO "RadiLight"

Hoofdstuk 4 Specificaties

23

Aanhangsel
Medische norm
• Het definitieve systeem voldoet gegarandeerd aan de vereiste IEC 60601-1-1.
• Elektronische apparatuur kan elektromagnetische straling genereren die de monitor nadelig
kan beïnvloeden, de functies van de monitor kan beperken of een storing van de monitor kan
veroorzaken. Installeer de apparatuur in een gecontroleerde omgeving, waar dergelijke effecten
worden voorkomen.

Classificatie van apparatuur-

24

Beschermingstype tegen elektrische schokken: klasse I
EMC-klasse: EN 60601-1-2:2015 groep 1 klasse B
Classificatie van medisch apparaat (EG): klasse I
Bedrijfsmodus: continu
IP-klasse: IPX0

Aanhangsel

EMC-informatie

De RadiForce-monitor levert prestaties waarmee beelden nauwkeurig kunnen worden weergegeven.

Beoogde gebruiksomgevingen
De RadiForce-monitor is bedoeld voor gebruik in professionele zorginstellingen zoals klinieken en
ziekenhuizen.
De volgende omgevingen zijn niet geschikt voor het gebruik van de RadiForce-monitor:• Thuiszorgomgevingen• In de buurt van chirurgische apparatuur met een hoge frequentie, zoals elektrochirurgische
messen• In de buurt van apparatuur voor kortegolftherapie• In een tegen RF beveiligde kamer met de medische systemen voor MRI's• In speciale omgevingen met een beveiligde locatie• Installatie in voertuigen, inclusief ambulances.
• Andere speciale omgevingen

WAARSCHUWING

Voor de RadiForce-monitor moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden getroffen met betrekking
tot EMC en de monitor moet worden geïnstalleerd. Lees Informatie over EMC en het gedeelte"VOORZORGSMAATREGELEN" in dit document door, en volg de onderstaande instructies op bij deinstallatie en het gebruik van het product.
Gebruik de kabels die bij het product horen of kabels die zijn gespecificeerd door EIZO.
Als u voor deze apparatuur andere kabels gebruikt dan de kabels die zijn gespecificeerd of geleverd door
EIZO, kan dit tot gevolg hebben dat het apparaat elektromagnetische emissies uitstoot of verminderdeimmuniteit heeft voor elektromagnetische emissies. Ook kan dit ertoe leiden dat de apparatuur slecht
functioneert.
Kabellengte: Max. 3 m
De RadiForce-monitor mag niet naast of op andere apparatuur worden geplaatst. Als plaatsing naast of op
andere apparatuur onvermijdelijk is, dan moet worden gecontroleerd of de apparatuur of het systeem naarbehoren functioneert in de configuratie waarin het wordt gebruikt.
Wanneer u een draagbaar apparaat voor RF-communicatie gebruikt, moet de afstand tussen dit apparaat
en onderdelen van de Radiforce-monitor (inclusief de kabels) minimaal 30 cm (12 inch) zijn. Anders kan dit
ertoe leiden dat de apparatuur minder goed presteert.
Iedereen die extra apparatuur aansluit op een signaalingang of een signaaluitgang van een medischsysteem is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het systeem voldoet aan de vereisten van
IEC / EN60601-1-2.

Aanhangsel

25

Technische beschrijvingen
Elektromagnetische emissies

De RadiForce-monitor is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die hieronder wordt gespecificeerd.
De klant of de gebruiker van de RadiForce-monitor moet garanderen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Emissietest

RF-emissies
CISPR11 / EN55011

Compliantie

Groep 1

RF-emissies
Klasse B
CISPR11 / EN55011
Harmonische emissies Klasse D
IEC / EN61000-3-2
Spanningsschomme- Compliantie
lingen /flikkeringsemissies
IEC / EN61000-3-3

Elektromagnetische omgeving – Richtlijnen

De RadiForce-monitor gebruikt alleen RF-energie voor de interne functies.
De RF-emissie is zodoende erg laag en zal vermoedelijk geen interferentie veroorzaken in elektronische apparatuur in de nabije omgeving.
De RadiForce-monitor is geschikt voor gebruik in alle gebouwen, inclusief woningenen gebouwen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare laagspanningsnetwerk dat gebouwen die voor woondoeleinden worden gebruikt van elektriciteit voorziet.

Electromagnetische immuniteit

De RadiForce-monitor is getest op de volgende conformiteitsniveaus volgens de testcriteria voor professionele zorginstellingen,zoals gespecificeerd in IEC / EN60601-1-2.
Klanten en gebruikers kunnen de RadiForce-monitor alleen gebruiken in de volgende omgevingen:

Immuniteitstest

Testniveau voor
professionele
zorginstellingen

Compliantieniveau

Elektromagnetische omgeving – Richtlijnen±8 kV contactontlading
Vloeren moeten van hout, beton of keramische
Elektrostatische ont- ±8 kV contactontlading±15 kV atmosfeerontlading ±15 kV atmosfeerontlading tegels zijn.
lading (ESD)Als vloeren zijn bedekt met synthetisch materiIEC / EN61000-4-2
aal, moet de relatieve luchtvochtigheid minstens
30 % zijn.
Elektrische±2 kV stroomkabels±2 kV stroomkabels
De kwaliteit van de netspanning moet gelijk zijn
sprongspanningen / ±1 kV ingangs- / uitgangs- ±1 kV ingangs- / uitgangs- aan de gangbare netspanning in een commercipieken
kabelskabelsële omgeving of ziekenhuisomgeving.
IEC / EN61000-4-4Overspanningen±1 kV lijn naar lijn
±1 kV lijn naar lijn
De kwaliteit van de netspanning moet gelijk zijn
aan de gangbare netspanning in een commerciIEC / EN61000-4-5±2 kV lijn naar grond±2 kV lijn naar grondële omgeving of ziekenhuisomgeving.
Spanningsterugval,
0 % UT (100 % terugval in 0 % UT (100 % terugval in De kwaliteit van de netspanning moet gelijk zijnkorte stroomonderbre- UT) 0,5 cyclus en 1 cyclus UT) 0,5 cyclus en 1 cyclus aan de gangbare netspanning in een commerkingen en schomme- 70 % UT (30 % terugval in 70 % UT (30 % terugval in ciële omgeving of ziekenhuisomgeving. Als degebruiker van de RadiForce-monitor dit apparaat
UT) 25 cycli
lingen in de spanning UT) 25 cycli
op de voedingskabels 0 % UT (100 % dip in UT) 0 % UT (100 % dip in UT) continu nodig heeft tijdens onderbrekingen vande netspanning, verdient het aanbeveling de Ra5 sec
IEC / EN61000-4-11 5 sec
diForce-monitor van stroom te voorzien met een
Laagfrequente magnetische velden
IEC / EN61000-4-8

26

Aanhangsel

30 A/m(50 / 60 Hz)

30 A/mononderbroken voeding of een batterij.
Laagfrequente magnetische velden moeten op niveaus
worden gehouden die gangbaar zijn voor een locatiein een commerciële omgeving of ziekenhuisomgeving.
De afstand tussen het product en de bron van laagfrequente magnetische velden moet tijdens gebruik
minimaal 15 cm zijn.

Electromagnetische immuniteit

De RadiForce-monitor is getest op de volgende conformiteitsniveaus volgens de testcriteria voor professionele zorginstellingen,zoals gespecificeerd in IEC / EN60601-1-2.
Klanten en gebruikers kunnen de RadiForce-monitor alleen gebruiken in de volgende omgevingen:

Immuniteitstest

Testniveau voor
professionele
zorginstellingen

Geleide storingen die 3 Vrms
worden veroorzaakt 150 kHz - 80 MHz
door RF-velden
IEC / EN61000-4-6
6 Vrms
ISM-banden tussen
150 kHz en 80 MHz
RF-velden met straling 3 V/m
IEC / EN61000-4-3
80 MHz - 2,7 GHz

Compliantieniveau

Elektromagnetische omgeving – Richtlijnen

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur mag niet dichter bij onderdelen van deRadiForce-monitor (inclusief de kabels) worden
gebruikt, dan de aanbevolen scheidingsafstanddie is berekend op basis van de vergelijking die
geldt voor de frequentie van de zender.
3 VrmsAanbevolen scheidingsafstandd = 1,2√P

6 Vrms3 V/md = 1,2√P, 80 MHz - 800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz - 2,7 GHz
Hierin is "P" het maximale nominale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) volgens opgave vande fabrikant van de zender en "d" de aanbevolen
scheidingsafstand in meter (m).
De veldsterkten afkomstig van vaste RF-zenders,zoals bepaald met een elektromagnetisch onderzoek op locatiea), dienen lager te zijn dan het
compliantieniveau in elk frequentiebereikb).
Interferentie kan voorkomen in de omgeving van apparatuur die is voorzien van het volgende symbool.

Opmerking 1 UT is de netspanning voordat het testniveau wordt toegepast.
Opmerking 2 Bij 80 MHz en 800 MHz geldt het hoogste frequentiebereik.
Opmerking 3 Richtlijnen met betrekking tot geleide storingen die worden veroorzaakt door RF-velden of RF-velden met stralingzijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische overdracht wordt beïnvloed door absorptie
door en weerkaatsing van structuren, objecten en personen.
Opmerking 4 De ISM-banden tussen 150 kHz en 80 MHz zijn 6,765 MHz tot 6,795 MHz, 13,553 MHz tot 13,567 MHz, 26,957
MHz tot 27,283 MHz en 40,66 MHz tot 40,70 MHz.
a)
De veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiel / draadloos) en mobiele radio's op
land, zenders van zendamateurs, radio-uitzendingen in AM en FM en tv-uitzendingen kunnen niet nauwkeurig theoretischworden voorspeld. Bij aanwezigheid van vaste RF-zenders moet ter beoordeling van de elektromagnetische omgeving
een elektromagnetisch onderzoek op locatie worden uitgevoerd. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar de RadiForce-monitor wordt gebruikt, hoger is dan het hierboven vermelde relevante RF-compliantieniveau, moet worden gecontroleerd of de RadiForce-monitor naar behoren functioneert. Als blijkt dat het apparaat niet naar behoren functioneert,
kunnen extra maatregelen nodig zijn, zoals het anders richten of verplaatsen van de RadiForce-monitor.
b)
In het frequentiebereik 150 kHz t/m 80 MHz moeten de veldsterkten lager zijn dan 3 V/m.

Aanhangsel

27

Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare of mobiele RF-communicatieapparatuur en de
RadiForce-monitor

De RadiForce-monitor is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-storingen onder
controle zijn. De klant of de gebruiker van de RadiForce-monitor kan elektromagnetische interferentie mede voorkomen door een
minimumafstand aan te houden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de RadiForce-monitor.
Immuniteit voor de nabijheid van velden van de volgende draadloze RF-communicatieapparatuur is bevestigd:
MinimalescheiFrequentie BandbreedMaximaal
IEC /Compliantievan test
niveaute a)Service a)
Modulatie b) vermogen dingsaf- EN60601-testni(MHz)(W)
veau (V/m)
(V/m)
(MHz)
stand
(m)
Pulsmodulatie b) 1,8
18 Hz
FM
2
±5 kHz afwijking
1 kHz sinus
Pulsmodulatie b) 0,2217 Hz

0,3

27

27

0,3

28

28

0,3

9

9

GSM 800 / 900,
Pulsmodulatie b) 2
TETRA 800,
18 Hz
iDEN 820CDMA 850,
LTE-band 5
1700 - 1990 GSM 1800;
Pulsmodulatie b) 2
217 HzCDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE-band 1, 3, 4, 25;
UMTS
2400 - 2570 Bluetooth,Pulsmodulatie b) 2
WLAN,
217 Hz802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE-band 75100 - 5800 WLAN 802.11 a/n Pulsmodulatie b) 0,2217 Hz

0,3

28

28

0,3

28

28

0,3

28

28

0,3
9
5240
5500
5785
a) Voor sommige services zijn alleen de uplink-frequenties inbegrepen.
b) De drager wordt gemoduleerd via een vierkant golfsignaal met een duty cycle van 50 %.

9385

380 - 390TETRA 400450

430 - 470

GMRS 460,
FRS 460

710
745
780
810
870
930

704 - 787

LTE-band 13, 17

800 - 960

1720
1845
1970

2450

De RadiForce-monitor is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-storingen onder controle zijn. Voor
andere draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) houdt u de minimumafstand aan tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de RadiForce-monitor volgens de onderstaande aanbevelingen, afhankelijk van het maximale uitgangsvermogen
van de communicatieapparatuur.

Maximaal nominaal uitgangsvermogen van dezender(W)

0,01

Scheidingsafstand afhankelijk van frequentie van de zender(m)
150 kHz tot 80 MHz
80 MHz tot 800 MHz
800 MHz tot 2,7 GHz
d = 1,2√P
d = 1,2√P
d = 2,3√P

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Voor zenders met een maximaal nominaal uitgangsvermogen dat hierboven niet wordt vermeld, kan de aanbevolen scheidingsafstand "d" in meter (m) worden geschat aan de hand van de vergelijking die geldt voor de frequentie van de zender, waarbij"P" het maximale nominale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is volgens opgave van de fabrikant van de zender.
Opmerking 1

Bij 80 MHz en 800 MHz geldt de scheidingsafstand voor een hoger frequentiebereik.

Opmerking 2

Deze richtlijnen gelden mogelijk niet in alle situaties. Elektromagnetische overdracht wordt beïnvloed door
absorptie door en weerkaatsing van structuren, objecten en personen.

Kabel

LengteSignaalkabel:

PP300

3m

Signaalkabel:

PP028

0,28 mSignaalkabel:

DD300DL3m

USB-kabel:

UU300

3m

Netsnoer(met aarde)

3m

28

Aanhangsel

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
03V26800C1
IFU-MX315W
Copyright © 2017 - 2021 EIZO Corporation. All rights reserved.

3rd Edition - October 1st, 2021