PT0pt-17611

Monitor de Gás Portátil

GX-3R
Manual de Instruções
(PT0-164)

2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tóquio, 174-8744, Japão
Telefone: +81-3-3966-1113
Fax: +81-3-3558-9110
E-mail: intdept@rikenkeiki.co.jp
Website: https://www.rikenkeiki.co.jp/Índice
1 Visão geral do produto .................................................................................................................................... 4
1-1. Introdução .............................................................................................................................................. 4
1-2. Utilização prevista .................................................................................................................................. 4
1-3. PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTA .................................................................................................... 6
1-4. Padrões de verificação e especificações de proteção contra explosão ............................................... 6
2 Informações importantes sobre segurança..................................................................................................... 7
2-1. Aviso importante sobre a especificação do Japan Ex ........................................................................... 7
2-2. Informação de aviso ............................................................................................................................... 8
2-3. Informação de precaução ...................................................................................................................... 9
2-4. Informação de Segurança.................................................................................................................... 11
3 Configuração do produto ............................................................................................................................... 12
3-1. Unidade principal e acessórios padrão ............................................................................................... 12
Unidade principal ................................................................................................................................ 12
Acessórios padrão .............................................................................................................................. 13
3-2. Nomes das peças e funções ............................................................................................................... 14
Unidade principal ................................................................................................................................ 14
Visor LCD ............................................................................................................................................ 15
4. Ativação do Alarme ....................................................................................................................................... 16
4-1. Ativação do alarme de gás .................................................................................................................. 16
4-2. Ativação do alarme de falha ................................................................................................................ 19
5

Instruções de Uso ....................................................................................................................................... 20
5-1. Antes de usar o produto ....................................................................................................................... 20
5-2. Preparação da inicialização ................................................................................................................. 20
5-2-1. Carregamento da bateria de íons de lítio ................................................................................. 20
5-3. Inicialização.......................................................................................................................................... 22
Ligando ................................................................................................................................................ 22
Transição da tela de ativação para exibição da tela de medição ...................................................... 23
5-4. Calibração do ar ................................................................................................................................... 25
Procedimento de calibração do ar ...................................................................................................... 25
5-5. Detecção do gás .................................................................................................................................. 26
5-5-1. Procedimentos de operação básicos ....................................................................................... 26
5-5-2. Modo de medição ..................................................................................................................... 27
5-6. Desligando ........................................................................................................................................... 29

6 Procedimento de Configuração .......................................................................................................................... 30
6-1. Modo de exibição ................................................................................................................................. 30
6-1-1. Exibição do modo de visor ....................................................................................................... 30
6-1-2. Detalhes do visor do modo de exibição ................................................................................... 30
6-2. Configurações do modo de exibição ................................................................................................... 32
6-2-1. Apagar o visor do valor PEAK .................................................................................................. 32
6-2-2. Seleção de gás de conversão combustível.............................................................................. 33
6-2-3. Configuração da bateria de vida longa .................................................................................... 35
6-2-4. Visor de dados de calibração ................................................................................................... 36
6-2-5. Visor de dados teste ................................................................................................................. 36
6-2-5. Visor do ponto de ajuste do alarme.......................................................................................... 38
6-3. Modo usuário ....................................................................................................................................... 39
6-3-1. Exibição do modo usuário ........................................................................................................ 39
6-3-2. Configurações do modo usuário .............................................................................................. 40
6-4. Configurações do modo usuário .......................................................................................................... 42
6-4-1. Teste resposta .......................................................................................................................... 42
6-4-2. Calibração................................................................................................................................. 42
6-4-3. Configuração da data de vencimento da calibração ................................................................ 42
6-4-4. Configuração do teste resposta ............................................................................................... 44
6-4-5. Configuração do ponto de ajuste do alarme ............................................................................ 50-2-

6-4-6. Intervalo para o almoço: LIGAR / DESLIGAR ......................................................................... 52
6-4-7. Configuração do bipe de confirmação ..................................................................................... 53
6-4-8. Configuração do tempo de iluminação do LCD ....................................................................... 55
6-4-9. Som dos botões: LIGAR / DESLIGAR ..................................................................................... 55
6-4-10. Visor do item do modo de exibição: LIGAR / DESLIGAR ...................................................... 56
6-4-11. Configuração de data e hora .................................................................................................. 56
6-4-12. Configuração da senha do usuário ........................................................................................ 57
6-4-13. Visor ROM/SUM ..................................................................................................................... 58
7 Manutenção ................................................................................................................................................... 59
7-1. Intervalos de manutenção e itens de manutenção.............................................................................. 59
Serviço de manutenção ...................................................................................................................... 60
7-2. Calibração ............................................................................................................................................ 61
7-2-1. Preparação para calibração ..................................................................................................... 61
7-2-2. Menu de configuração da calibração ....................................................................................... 63
7-2-3. Calibração do ar ....................................................................................................................... 64
7-2-4. Calibração automática .............................................................................................................. 65
7-2-5. Configuração automática do cilindro de calibração ................................................................. 67
7-2-6. Seleção da concentração do gás de calibração automática ................................................... 68
7-3. Teste resposta ...................................................................................................................................... 69
7-4. Instruções de limpeza .......................................................................................................................... 70
7-5. Substituição de peças .......................................................................................................................... 71
7-5-1. Peças de substituição periódica ............................................................................................... 71
7-5-2. Substituição do filtro ................................................................................................................. 72
8 Armazenagem e Descarte ............................................................................................................................. 75
8-1. Procedimentos para armazenamento ou quando não for usado por períodos prolongados ............. 75
8-2. Procedimentos para uso após o armazenamento ............................................................................... 75
8-3. Descarte do produto ............................................................................................................................ 76
9. Resolução de problemas.............................................................................................................................. 77
9-1. Anomalias do produto .......................................................................................................................... 77
9-2. Leitura de anomalias ............................................................................................................................ 79
10 Especificações do Produto .......................................................................................................................... 80
10-1. Lista de especificações ...................................................................................................................... 80
10-2. Lista de acessórios ............................................................................................................................ 82
11 Apêndice ...................................................................................................................................................... 83Função de registrador de dados ................................................................................................................. 83
100% LEL = lista de conversão ppm .......................................................................................................... 85
Garantia Limitada e Limitação de Responsabilidade ................................................................................. 86
Histórico de revisão ..................................................................................................................................... 87
Declaração de conformidade ...................................................................................................................... 88

-3-

1
1

Visão geral do produto

1-1. Introdução
Obrigado por ter adquirido o Monitor de Gás Portátil GX-3R (a seguir designado como “produto”). Em
primeiro lugar, confirme se o número do modelo do produto que adquiriu corresponde ao número domodelo do produto coberto neste manual.
O produto deve ser usado somente por profissionais devidamente treinados.
Os procedimentos de manutenção descritos neste manual devem ser executados somente por
profissionais devidamente treinados. Qualquer procedimento de manutenção não descrito neste manualdeve ser executado pela Riken Keiki ou por nossos engenheiros de serviço certificados. Por favor, entre
em contato com a Riken Keiki.
Este manual descreve como usar o produto e fornece especificações sobre o mesmo. Certifique-se de ter
lido e entendido completamente o conteúdo deste manual antes de usar o produto. Isso se aplica tanto
aos usuários iniciantes quanto àqueles que já usaram o produto anteriormente.
Mantenha este manual em um local seguro para referência futura.
O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio a fim de permitir melhorias no produto.
Qualquer duplicação ou reprodução deste manual sem permissão é proibida, em parte ou em totalidade.
Além deste manual, também são fornecidos manuais para produtos opcionais (vendidos separadamente).
Consulte seus manuais em conjunto com este manual quando usar produtos opcionais (vendidos
separadamente):1) Manual de Operação da Unidade de Bomba RP-3R (PT0pt-166)
2) Manual de Operação do Software do Programa de Gerenciamento de Registro de Dados
SW-GX-3R (PT0pt-178)
3) Manual de Operação da Estação de Acoplamento SDM-3R (PT0pt-167)
Independentemente do período de garantia, a Riken Keiki não aceita qualquer responsabilidade poracidentes ou danos resultantes do uso do produto.
Certifique-se de ler a política de garantia estabelecida.
Além disso, as especificações do produto podem ser abreviadas neste documento da seguinte forma.
Especificações ATEX / IECEx / INMETRO ： Especificação de exportação
Especificação Japan Ex ： Especificação do Japão

1-2. Utilização prevista
O produto é um monitor multigás equipado com até três tipos de sensores para permitir a detecção dequatro tipos diferentes de gás usando uma única unidade.
O produto está disponível em vários tipos diferentes, dependendo das combinações de gases alvo dedetecção. Verifique as especificações antes de usar para confirmar que os gases corretos serão
detectados de acordo com a finalidade pretendida.
O produto é um detector de gás projetado para medir as concentrações de produtos químicos no ar em
ambientes de trabalho. Ele mede as concentrações de gases tóxicos, gases combustíveis e oxigênio aos
quais está exposto e emite um alarme se as concentrações excederem os níveis predefinidos, alertando
os usuários dos perigos de envenenamento por gás e por falta de oxigênio.

-4-

<Lista de gases alvo de detecção (modelos com sensores instalados) por tipo>
Gases alvo de detecção (modelos com sensores instalados)
Monóxido de
Gás
Sulfato deMonóxido
Tipocarbono/sulfato deOxigênio
combustível
hidrogênio
decarbono(ESR-X13P)<HC ou CH4>
hidrogênio
(ESR-A13P)(ESR-A13i)(NCR-6309)(ESR-A1DP)

Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo CH
Tipo D
Tipo E
Tipo F
Tipo FH
Tipo G
Tipo I
Tipo IH
Tipo K
Tipo L
Tipo M
Tipo N
Tipo P*2
















Monóxido decarbono(ESR-A1CP)*1
























*1 O sensor de monóxido de carbono (ESR-A1CP) inclui uma função de correção para reduzir a interferência
devido ao hidrogênio. Essa função funciona para concentrações de hidrogênio até 2.000 ppm.
*2 Somente especificação ATEX/IECEx/INMETRO.

-5-

1-3. PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTA
Este manual usa os seguintes títulos para garantir um trabalho seguro e eficaz:

PERIGO

Indica situações em que o manuseio incorreto pode resultar em
ferimentos fatais ou graves às pessoas ou em danos graves àpropriedade.

AVISO

Indica situações em que o manuseio incorreto pode resultar em
ferimentos graves às pessoas ou em danos graves à propriedade.

CUIDADO

Indica situações em que o manuseio incorreto pode resultar em
ferimentos leves às pessoas ou em pequenos danos à propriedade.

NOTA

Indicação de dicas de manuseio.

1-4. Padrões de verificação e especificações deproteção contra explosão
As especificações do produto variam dependendo dos padrões específicos e da certificação de proteção
contra explosão. Verifique as especificações do produto antes de usá-lo. Para modelos com marcação CE,
consulte a “Declaração de Conformidade” no Apêndice.
Para especificações do produto, verifique a placa de identificação fixada.

Marcação
Ex
Marcação
CE

Sinalização docertificado de tipo
de exame

Placa de identificação típica para modelos Japan Ex

Sinalização docertificado de tipo
de exame

Placa de identificação típica para modelos INMETRO-6-

Placa de identificação típica para exportação
geral e modelos ATEX/IECEx

2
2

Informações importantes
sobre segurança

Para manter o desempenho do produto e garantir o uso seguro, observe sempre as seguintes instruções
de PERIGO, AVISO e CUIDADO.

2-1. Aviso importante sobre a especificação do JapanEx
PERIGO
Proteção contra explosão Não modifique nem altere o circuito ou a configuração.
 Ao medir as concentrações de oxigênio, não meça nada além demisturas de ar e gases combustíveis ou tóxicos.
 Ao usar o produto em áreas perigosas, tome as seguintes precauções
para se proteger contra riscos de eletricidade estática:① Use roupas antiestáticas e sapatos condutivos (sapatos de segurança
antiestáticos).
② Ao usar o produto em ambientes internos, posicione-se em um piso
Unidadecondutor (com resistência a vazamentos de 10 MΩ ou inferior).
 As classificações são as seguintes:
Fonte de alimentação: Bateria (BP-3R):
3,7 V CC, 200 mATensão admissível do contato de carregamento
da bateria:
6,3 V CC (apenas com fonte de alimentação SELV)
Temperatura ambiente:-40 °C a +60 °C(Temperatura ambiente refere-se à faixa de temperatura na qual o desempenho de proteção contra
explosão pode ser mantido. Não se refere à faixa de temperatura na qual o desempenho do produto
é garantido. Para a faixa de temperaturas de operação, consulte “10-1. Lista de especificações”.)
 A classe de proteção contra explosão é Ex ia IIC T4 Ga.
 O produto está em conformidade com as seguintes diretrizes de proteção contra explosão:Práticas Recomendadas para Instalações Elétricas Protegidas contra Explosão em Indústrias em
Geral
JNIOSH-TR-46-1 e 6: 2015
Uso Se estiver medindo no interior de bueiros ou espaços fechados, nunca se incline nem espreite parao interior do bueiro ou espaço fechado. Existe o perigo de que o ar com falta de oxigênio ou outros
gases possam ser descarregados de tais locais.

AVISO
 Se for detectada uma anomalia no produto, entre imediatamente em contato com a Riken Keiki.
Visite o nosso website para obter informações sobre o escritório mais próximo da Riken Keiki.
Website: https://www.rikenkeiki.co.jp/-7-

2-2. Informação de aviso
AVISO
Manuseio do sensor
 Nunca tente desmontar o sensor de tipo eletroquímico no interior produto. O eletrólito contido nointerior pode causar inflamação se entrar em contato com a pele. Existe também o risco decegueira se entrar em contato com os olhos. O eletrólito pode descolorir ou decompor a roupa se
entrar em contato com a mesma. Se ocorrer contato, lave imediatamente a área com muita água.
Não use um gás diferente do nitrogênio como gás de equilíbrio ao calibrar ou ajustar um sensor deoxigênio.
Ajuste de ar fresco no ambiente
 Quando o ajuste de ar fresco for realizado na atmosfera, verifique o frescor do ambiente antes deiniciar. A presença de gases de interferência tornará impossível ajustar o produto corretamente,
resultando em perigo na detecção equivocada quando ocorrerem reais vazamentos de gás.
Ação quando ocorrer um alarme de gás
 Quando ocorre um alarme de gás, isso indica uma situação extremamente perigosa. O usuário
deve tomar as medidas adequadas após tomar medidas para garantir a segurança.
Verificação do nível da bateria
 Verifique o nível da bateria antes de usar o produto. A bateria pode esgotar-se quando o produto éutilizado pela primeira vez ou após longos períodos sem uso. Carregue a bateria antes de usar.
 Se ocorrer um alarme de baixa tensão da bateria, o gás não poderá ser detectado. Se o alarme for
emitido durante o uso, desligue a alimentação e carregue a bateria imediatamente em um local
seguro.
Diversos O gás não pode ser detectado se o sensor estiver coberto com água, como água de chuva. Nãouse o produto na chuva nem o mergulhe em água.
 Ao usar o produto, certifique-se de que ele esteja exposto ao ar. Se estiver coberto ou bloqueado,não pode ser obtida a medição correta, possivelmente resultando em acidentes.
 Não descarte o produto no fogo.
 Não tente lavar o produto, seja em uma máquina de lavar ou em uma máquina de limpezaultrassônica.
 Não bloqueie a abertura do som da buzina. Isso abafará ou silenciará o aviso audível.

-8-

2-3. Informação de precauçãoCUIDADO Não use o produto em locais onde possa estar exposto a óleo ou produtos químicos, etc.
‧
Evite usar o produto em locais onde possam respingar líquidos para o produto, tais comoóleo e produtos químicos.
‧
Não coloque o produto em locais onde haja acúmulo de água ou sujeira. Colocar o produto
em tais locais pode causar um mau funcionamento devido à entrada de água ou sujeira na
abertura do som da buzina, etc.
 Não use o produto em locais onde a temperatura excede a faixa de temperaturas de operação.
‧ A faixa de temperatura de operação para o produto é a indicada a seguir. Evite usar o produto em
temperaturas fora da faixa de operação.
Ambiente de uso contínuo:-20 °C a +50 °C
Ambiente de uso temporário:-40 °C a +60 °C‧ Evite usar o produto por períodos longos em locais expostos à luz solar direta.
‧ Evite armazenar o produto no interior de veículos estacionados em climas quentes.
 Respeite a faixa de operação de umidade para evitar a formação de condensação no interior do
produto.
A formação de condensação no interior do produto pode causar entupimento ou adsorção de gás,o que pode impedir a detecção exata do gás. A condensação deve ser evitada a todo custo. Alémdo ambiente de uso, monitore cuidadosamente a temperatura e a umidade do ponto de
amostragem para evitar a formação de condensação no interior do produto.
 Não use walkie-talkies perto do produto.
‧
As ondas de rádio de walkie-talkies ou outros dispositivos de transmissão de ondas de rádio
próximos ao produto podem afetar as leituras. Se walkie-talkies ou outros dispositivos detransmissão de ondas de rádio forem usados, eles devem ser usados longe do produto onde elesnão afetem a operação.
‧Não use o produto perto de dispositivos que emitam radiação eletromagnética forte(dispositivos de alta frequência ou alta tensão).
 Verifique se o indicador de estado da operação está piscando antes de usar o produto.
Se o indicador de estado da operação não estiver piscando, o gás não poderá ser detectado
corretamente.
Sensores・ Note que se os sensores de gás combustível forem usados em um ambiente onde compostos
de silicone, halogenetos, altas concentrações de sulfatos ou altas concentrações de gases
solventes estiverem presentes, a vida útil do sensor pode ser reduzida, a sensibilidade a gases
combustíveis pode se deteriorar e podem não ser obtidas leituras exatas. Se o uso em tais
ambientes for inevitável, use-o pelo menor tempo possível e permita que o produto fique em arfresco após o uso. Confirme se a leitura retorna ao normal e estabiliza.
・ É necessária uma concentração de oxigênio superior a um determinado nível para que o sensorde gás combustível <%LEL> no produto detecte corretamente os gases e apresente asconcentrações.
・ Não exponha o produto a flutuações súbitas de pressão. As leituras de oxigênio sofrerão
variação temporariamente, impedindo medições exatas.
・ Não use um gás diferente do nitrogênio como gás de equilíbrio ao calibrar ou ajustar um sensor
de oxigênio. Caso contrário, os erros de leitura de oxigênio aumentarão, impedindo a medição
exata.

-9-

CUIDADO Certifique-se de realizar manutenção regular.
O produto deve sofrer manutenção regularmente a fim de garantir a segurança. Usar o produto
continuamente sem manutenção resultará em variações de sensibilidade do sensor, impedindo a
detecção exata do gás.
 Diversos‧
Pressionar os botões desnecessariamente pode alterar as configurações, evitando que os
alarmes sejam ativados corretamente. Evite executar quaisquer operações não descritas neste
manual de operação.
‧Não deixe cair o produto nem o sujeite a impactos. Isso pode degradar o desempenho deproteção contra explosão, à prova d'água, à prova de poeira e de detecção do gás.
‧Não use o produto durante o carregamento da bateria.
 Não toque a abertura do som da buzina nem as aberturas do sensor com itens pontiagudos. Fazer
isso pode resultar na entrada de água ou materiais estranhos, resultando em mau funcionamento
ou danos ao produto.
 Não bloqueie a abertura do som da buzina com fita ou outros objetos. Isso impedirá o ajuste dapressão interna do produto, podendo resultar em mau funcionamento.
 Não remova a folha do painel no visor LCD. Isso prejudicará o desempenho à prova de água e
poeira.
 Não cubra a porta de infravermelho com etiquetas ou outros objetos. Isso impedirá a comunicação
por infravermelhos.
 Uso‧
O tempo de operação será reduzido devido ao desempenho da bateria em ambientes frios.
‧
A resposta do visor LCD pode ser lenta em baixas temperaturas.
‧
Faça sempre a calibração do ar em condições de pressão, temperatura e umidade
semelhantes às do ambiente de operação e em ar fresco.
‧
Aguarde até que a leitura estabilize antes de realizar a calibração do ar.
‧
Se houver uma diferença de temperatura de 15 °C ou mais entre os locais dearmazenamento e uso, ligue a alimentação e deixe o produto em repouso para aclimatizar por
cerca de 10 minutos em um ambiente semelhante ao local de uso antes de executar a calibração
de ar em ar fresco.
‧
Ao limpar o produto, não respingue água sobre o mesmo nem use solventes orgânicos, taiscomo álcool e benzina. Isso pode descolorir ou danificar as superfícies do produto.
‧
Após um período de armazenamento prolongado, certifique-se de executar a calibração
antes de retomar o uso. Para obter informações sobre reajuste, incluindo calibração, entre em
contato com a Riken Keiki.

- 10 -

2-4. Informação de Segurança< Especificação ATEX / IECEx >O produto pode ser equipado com até três tipos de sensores para detectar até quatro tipos diferentes degás.
Não carregue o produto em áreas perigosas.
Especificações de proteção contra explosão
Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga (com sensor de gás combustível NCR-6309)
Ex ia I Ma , Ex ia IIC T4 Ga (sem sensor de gás combustível NCR-6309)
I M1 Ex da ia I Ma , II 1 G Ex da ia IIC T4 Ga (com sensor de gás combustível NCR-6309)
I M1 Ex ia I Ma , II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (sem sensor de gás combustível NCR-6309)
・ Faixa de temperatura ambiente:-40 °C a +60 °C
・ Faixa de temperatura ambiente (para carregamento): 0 °C a +40 °C
Especificações elétricas
Números de certificados
・ IECEx : IECEx DEK 17.0050X
・ ATEX : DEKRA 17 ATEX 0103X
Normas aplicáveis
・ IEC 60079-0: 2017
・ IEC 60079-1: 2014-06
・ IEC 60079-11: 2011

・ EN IEC 60079-0:2018
・ EN60079-1:2014
・ EN60079-11:2012
・ EN50303:2000

Precauções
・ Não carregue o produto em áreas perigosas.
・ Use o carregador específico para carregar o produto.
・ Não tente desmontar nem alterar o produto.
INST. N.º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AB C
DE
A: Ano de fabricação (0 a 9)
B: Mês de fabricação (1 a 9 para janeiro a setembro, X para outubro, Y para novembro, Z paradezembro)
C: Lote de fabricação
D: Número de série
E: Código de fábrica

2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tóquio, 174-8744, Japão
Telefone: +81-3-3966-1113
Fax: +81-3-3558-9110
E-mail: intdept@rikenkeiki.co.jp
Website: https://www.rikenkeiki.co.jp- 11 -

3
3

Configuração do produto

3-1. Unidade principal e acessórios padrão
Abra a caixa e a embalagem e inspecione o produto e acessórios.
Se alguma coisa estiver faltando, contate a Riken Keiki.

Unidade principal
Para obter informações detalhadas sobre os nomes e funções das peças do produto e o visor LCD,
consulte “3-2. Nomes das peças e funções” na página 14.

Unidade principal GX-3R- 12 -

Acessórios padrão
Adaptador AC
×1

Tampa deproteção deborracha×1
Protege o produto
do impacto se foratingido por algoou for descartado.

Adaptador decalibração (tiposimples)
×1

Clipe de jacaré
×1
Permite prender o produto a
um bolso.
* Especificações deexportação

Usado pararealizar acalibração de gás
e o teste deresposta.
* Especificações deexportação

Alça de mão
×1

Fivela do cinto
×1
Prende o produto
a um cinto.
* Especificação
japonesa

PERIGO
Proteção contra explosão Não modifique nem altere o circuito ou a configuração.
 Ao medir as concentrações de oxigênio, não meça nada além de misturas de ar e gás combustível
ou vapor e gás tóxico.
 Ao usar o produto em áreas perigosas, tome as seguintes precauções para se proteger contra
riscos de eletricidade estática:① Use roupas antiestáticas e sapatos condutivos (sapatos de segurança antiestáticos).
② Ao usar o produto em ambientes internos, posicione-se em um piso condutor (com resistência avazamentos de 10 MΩ ou inferior).

- 13 -

3-2. Nomes das peças e funções
Esta seção descreve os nomes e funções das várias peças da unidade principal e do visor LCD.

Unidade principal(4), (5)

(7)

(1)

(4)

(3)

(2)

(6)

(8)

(1)

Nome
Visor LCD

(2)Botão POWER / MODE

(3)Botão AIR

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Dispositivos de LED do
alarmePorta de comunicação deinfravermelhos
Abertura do som dabuzinaContato de carregamento
da bateria
SensoresFunção principal
Exibe informações, tais como tipo de gás e concentração de gás.
Liga e desliga a energia. Este botão também é usado para
confirmar as configurações no modo de configuração.
Executa a calibração do ar no modo de medição. Este botão
também é usado para selecionar configurações no modo deconfiguração.
As lâmpadas piscam em vermelho quando ocorre um alarme.
Esta é usada para comunicação de dados com um PC ao usar
um programa de gerenciamento de registrador de dados.
Emite sons de operação e de alarme. (Não bloqueie.)Contato para conectar o carregador (EPU15-102-L6).
Estão instalados sensores para detectar gases individuais.

CUIDADO Não toque a abertura do som da buzina nem as aberturas do sensor com itens pontiagudos. Fazer
isso pode resultar na entrada de água ou materiais estranhos, resultando em mau funcionamento
ou danos ao produto.
 Não remova a folha do painel no visor LCD. Isso prejudicará o desempenho à prova de água e
poeira.
 Não cubra a porta de comunicação de infravermelhos com etiquetas ou adesivos. Isso impedirá acomunicação por infravermelhos.
 Não bloqueie a abertura do som da buzina com fita ou outros objetos. Isso impedirá o ajuste dapressão interna do produto, podendo resultar em mau funcionamento.
- 14 -NOTA

 Neste manual de operação, os botões que possuem múltiplas funções são descritos da seguinte
forma nos procedimentos de operação:Exemplo: O “Botão POWER / MODE” é descrito da seguinte forma: Botão POWER quando ligar ou desligar a alimentação
 Botão MODE quando confirmar as configurações

Visor LCD
(2)
(1)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Nome
Visor do estado deoperação
Visor do relógio
Concentração de gás
combustível
Concentração deoxigênio
Concentração demonóxido de carbono
Concentração desulfato de hidrogênio
Ícone do nível dabateriaFunção principal
Indica o estado de operação. Pisca quando normal.
Exibe a hora.
Exibe as concentrações de gás como leituras numéricas.
A leitura da concentração é atualizada a cada segundo parasensores diferentes do sensor de gás combustível.
A leitura da concentração de gás combustível é atualizada a cadacinco segundos (a cada 15 segundos para operação com bateria
de longa duração).
Indica os níveis da bateria. Veja a NOTA abaixo para um guia sobre
as indicações do nível da bateria.

NOTA

 Os níveis aproximados da bateria são indicados da seguinte forma:
Suficiente
Baixo
Precisa de carga.
O ícone da bateria piscará se os níveis da bateria descerem ainda mais.
 Se a configuração de exibição da data de vencimento do teste resposta
estiver ativada, “✔” é exibido no canto superior esquerdo do LCD até adata de vencimento do teste resposta. Para obter mais informações
sobre a configuração de exibição da data de vencimento do teste
resposta, consulte “6-4-3. Configuração da data de vencimento dacalibração” na página 42.
 Se a função de bateria de longa duração estiver ativada, “L” é exibido
no canto superior esquerdo do LCD.
 “M” é exibido no canto superior esquerdo do LCD quando o modo
usuário é selecionado.

- 15 -

4
4.

Ativação do Alarme

4-1. Ativação do alarme de gás<Tipos de alarme>
Um “alarme de gás” é acionado se a concentração do gás detectado atingir ou exceder os pontos deajuste do alarme mostrados na tabela a seguir. (Autorretentivo)
Os tipos de alarme de gás incluem o primeiro alarme (WARNING), segundo alarme (ALARM), terceiro
alarme (ALARM H), alarme TWA, alarme STEL, alarme OVER (acima da escala) e alarme M OVER
(menos falha do sensor).
Os alarmes de gás são priorizados da seguinte forma:
Primeiro alarme < segundo alarme < terceiro alarme < alarme M OVER < alarme OVER < ponto de alarme
integrado < alarme TWA < alarme STEL
<Configurações padrão>
Item

Gás
Gás combustível
Medid
Metano / HCoFaixa de0 a 100% LEL
medição
Faixa deserviço
Resolução
1% LELmínima1º alarme:
10% LEL
Ponto de2º alarme:
50% LELajuste do
3º alarme:
50% LEL
alarmeAlarme OVER: 100% LEL(Especificaç
Alarmeões doMOVER:-10 %LEL
Japão)

OxigênioCOH2S

0 a 25%0 a 500 ppm

0 a 30 ppm

25 a 40%500 a 2.000 ppm

30 a 200 ppm

0,1%

1 ppm

0,1 ppm

L: 18,0%
LL: 18,0%
H: 25,0%
Alarme OVER:
40,0%
Alarme
MOVER:-1.0 %1º alarme:
10% LEL
L: 19,5%Ponto deLL: 18,0%2º alarme:
25% LELajuste do
3º alarme:
50% LEL
H: 23,5%alarmeAlarme OVER: 100% LEL Alarme OVER:(especificaçõ
Alarme MOVER:
40,0%
es de
-10 %LEL
Alarmeexportação)
MOVER:-1.0%- 16 -

1º alarme:
1,0 ppm
1º alarme:
25 ppm2º alarme:
50 ppm2º alarme:
10,0 ppm
3º alarme:
50 ppm3º alarme:
10,0 ppm
Alarme TWA: 25 ppm
Alarme TWA: 1,0 ppm
Alarme STEL: 200 ppm Alarme STEL: 5,0 ppm
Alarme OVER: 2.000 ppm Alarme OVER: 200,0 ppm
Alarme MOVER:-50 ppm Alarme MOVER:-10.0 ppm
1º alarme:
25 ppm1º alarme:
5,0 ppm
2º alarme:
50 ppm2º alarme:
30,0 ppm
3º alarme:
1.200 ppm 3º alarme:
100,0 ppm
Alarme TWA: 25 ppm
Alarme TWA: 1,0 ppm
Alarme STEL: 200 ppm Alarme STEL: 5,0 ppm
Alarme OVER: 2.000 ppm Alarme OVER: 200,0 ppm
Alarme MOVER:-50 ppm Alarme MOVER:-10.0 ppm

NOTA As configurações padrão são as descritas na tabela acima.
 Os pontos de ajuste do alarme indicados para o primeiro alarme (WARNING), segundo alarme(ALARM), terceiro alarme (ALARM H), alarme TWA e alarme STEL na tabela acima podem seralterados. Para obter informações sobre como alterar os pontos de ajuste do alarme, consulte“6-4-5.Configuração do ponto de ajuste do alarme” na página 50. (Para itens com “-” mostrado, oponto de ajuste não pode ser alterado.) O alarme MOVER (falha do sensor negativo) é acionado quando o ponto zero mergulha no lado
negativo.
 Se a função de silêncio do alarme estiver ligada, somente o som da campainha pode serinterrompido pressionando o botão MODE enquanto o alarme de gás estiver sendo emitido. Se um
novo alarme de gás for acionado após a interrupção do som do buzzer, a operação de som dobuzzer será retomada. Esta função pode ser configurada para ON/OFF usando o Gerenciamento do
Data Logger SW-GX-3R opcional.

- 17 -

<Som da buzina do alarme de gás e padrões de intermitência da lâmpada>Se ocorrer um alarme de gás, o usuário é notificado pelo som da buzina, pelo dispositivo de LED do
alarme intermitente e pela vibração, em dois estágios.
As operações individuais são as seguintes:
Tipo dealarmeSom dabuzinaPrimeiroalarmeBipes fortes
e fracos
repetidos ealternados
em intervalosde cerca de
1 segundo:“Bipe, bipe”

Dispositivo
de LED do
alarmeintermitente

SegundoalarmeBipes fortes
e fracos
repetidos ealternados
em intervalosde cerca de
0,5 segundo:“Bipe, bipe,
bipe, bipe”
Repetido
Repetido
intermitenteintermitente
em intervalos em intervalosde cerca dede cerca de
0,5 segundo
1 segundo

Vibração

Terceiro
AlarmeAlarmealarmeTWA:
STEL:
Bipes fortes
Bipes fortes
Bipes fortes
e fracose fracose fracos
repetidos e
repetidos e
repetidos ealternados
alternados
alternados
em intervalos em intervalos em intervalosde cerca dede cerca dede cerca de
1 segundo:
0,5 segundo: 1 segundo:“Bipe, bipe”“Bipe, bipe”“Bipe, bipe,
bipe, bipe”
Repetido
Repetido
Repetido
intermitenteintermitenteintermitente
em intervalos em intervalos em intervalosde cerca dede cerca dede cerca de
0,5 segundo 1 segundo
1 segundo
Vibração quando o alarme ocorre

Para outros gases que não o oxigênio: “Padrão do alarme (H-HH-HHH)”
alarme (L-LL-H)”

AlarmeOVER:
Bipes fortes
e fracos
repetidos ealternados
em intervalosde cerca de
0,5 segundo:“Bipe, bipe,
bipe, bipe”
Repetido
intermitente
em intervalosde cerca de
0,5 segundo

Repetido
intermitente
em intervalosde cerca de 1
segundoNenhumPara oxigênio: “Padrão do

Redefinir

Redefinir
Ponto de ajuste
do terceiro alarme
Ponto de ajuste do
segundo alarme
Ponto de ajuste
do primeiro
alarme0

Alarme M
OVER:
Bipes
intermitentes
repetidos em
intervalos decerca de 1
segundo:“Bipe, bipe”

Tempo

Ponto de ajuste
do terceiro alarme
Ponto de ajuste doprimeiro alarme
Ponto de ajuste
do segundo
alarme0Tempo

Lâmpada do
alarmeLâmpada do
alarme<Visor do alarme de gás>

Se ocorrer um alarme de gás, o tipo de alarme é indicado na parte inferior da tela e o visor deconcentração de gás correspondente pisca.
Se a faixa de detecção for excedida (acima da escala), “OVER” pisca na parte inferior da tela e “∩∩∩”pisca na área do visor da concentração de gás.

Exemplo de visor Concentração de metano (CH4): 10% LEL Primeiro alarme acionado
Tipo dealarmeVisor
LCD

Primeiroalarme“WARNING”
aparece naparte inferior
da tela e ovalor daconcentração
de gás pisca.

Segundoalarme“ALARM”
aparece naparte inferior
da tela e ovalor daconcentração
de gás pisca.

Terceiroalarme“ALARM H”
aparece naparte inferior
da tela e ovalor daconcentração
de gás pisca.

AlarmeTWA“TWA”
aparece naparte inferior
da tela e ovalor daconcentração
de gás pisca.

- 18 -

AlarmeSTEL“STEL”
aparece naparte inferior
da tela e ovalor daconcentração
de gás pisca.

AlarmeOVER“OVER”
aparece naparte inferior
da tela e“∩∩∩” piscana área dovisor do valor
daconcentração
de gás.

AlarmeM OVER“M OVER”
aparece naparte inferior
da tela e“∪∪∪” piscana área dovisor do valor
daconcentração
de gás.

AVISO Um alarme de gás indica a presença de perigo extremo. O usuário deve tomar as medidas
adequadas após tomar as medidas necessárias para garantir a segurança.

NOTA As respostas a um alarme podem ser verificadas usando o teste de alarme no modo de exibição.
Todavia, note que o valor da concentração de gás não piscará nos testes de alarme.

4-2. Ativação do alarme de falha
É acionado um alarme de falha se for detectada uma anomalia no produto. (Autorretentivo)
Os tipos de alarme de falha incluem anomalia do sistema, anomalia do relógio, anomalia da tensão dabateria e anomalia do sensor.
Se ocorrer um alarme de falha, o usuário é notificado pelo som da buzina e pelo dispositivo de LED do
alarme intermitente.
・ Som da buzina: bipes intermitentes repetidos em intervalos de cerca de 1 segundo “Bipe-bipe,
bipe-bipe”.
・ Dispositivo de LED do alarme intermitente: repetido intermitente em intervalos de cerca de 1 segundo.
A seguir, apresentam-se os visores do alarme de falha típicos:

Anomalia do sistema

Anomalia do relógio

Anomalia de tensão dabateria

Anomalia do sensor

Se ocorrer um alarme de falha, determine a causa e tome as medidas adequadas.
Se o problema estiver no produto e a falha ocorrer repetidamente, entre imediatamente em contato com a
Riken Keiki.

NOTA Para mais informações sobre mau funcionamento (mensagens de erro), consulte “9. Resolução deproblemas” na página 77.

- 19 -

5
5

Instruções de Uso

5-1. Antes de usar o produto
As precauções de operação aplicam-se tanto aos usuários iniciantes quanto àqueles que já usaram o
produto anteriormente.
Ignorar essas precauções pode danificar o produto e resultar em detecção do gás incorreta.

5-2. Preparação da inicialização
Verifique o seguinte antes de iniciar a detecção do gás:・ Confirme se o nível da bateria é suficiente.
・ Confirme se o filtro no interior do produto não está contaminado nem entupido.

NOTA Se as configurações do produto foram alteradas a partir de um dispositivo externo, confirme se asconfigurações foram alteradas corretamente.

5-2-1. Carregamento da bateria de íons de lítio
Antes de usar o produto pela primeira vez ou se os níveis da bateria de íons de lítio estiverem baixos,
carregue usando o carregador fornecido, conforme descrito abaixo.

PERIGO Carregue a bateria usando o carregador fornecido em um local seguro.
 Carregue a bateria a temperaturas ambiente entre 0 °C e 40 °C.

- 20 -

CUIDADO Certifique-se de desligar a alimentação do produto antes de carregar a bateria.
 Não use o produto enquanto estiver carregando a bateria. As medições obtidas não serão corretas.
Além disso, isso degradará a bateria mais rapidamente e reduzirá a vida útil da mesma.
 O carregador não é à prova d'água nem de poeira. Não carregue a bateria enquanto o produto
estiver molhado.
 O carregador não é à prova de explosão.
 A unidade principal pode aquecer durante o carregamento. Isso não indica uma anomalia.
 A unidade principal ficará mais quente durante o carregamento. Quando a carga estiver concluída,
aguarde pelo menos 10 minutos antes de usar. Usar o produto enquanto ainda estiver quente pode
resultar em medições incorretas.
 Quando totalmente carregada, a bateria não pode ser carregada.
 Desconecte sempre o carregador da tomada quando não estiver sendo usado.

<Carregamento da bateria de íons de lítio>1

Insira a ficha CC docarregador no contato decarregamento da bateria da
unidade principal.

Ficha CC

Insira o cabo da ficha CC da partesuperior da unidade principal
alinhando-a com a ranhura.

2

Ligue o carregador à
tomada.
Quando o carregador estáconectado, a lâmpada indicadora decarregamento acende com a corverde. Quando o carregamento é
iniciado, a lâmpada acende com acor laranja. (A carga completa requer
cerca de três horas no máximo.)
Quando a carga estiver concluída, alâmpada indicadora de carregamento
acende com a cor verde.

3

Lâmpada indicadora decarregamento

Desconecte o carregador
da tomada quando a carga
estiver concluída.

- 21 -

5-3. Inicialização
Quando a alimentação é ligada, várias configurações, incluindo a data e a hora e os pontos de ajuste do
alarme, são exibidas e, em seguida, a tela do modo de medição é exibida.

LigandoMantenha pressionado o botão POWER(durante, pelo menos, 3 segundos) até abuzina soar.
A alimentação liga.

Todo o visor LCD acende.

NOTA Quando a alimentação é ligada, o LCD, as lâmpadas e a buzina começam a funcionar e o produto
vibra. Antes de usar o produto, verifique se essas operações funcionam corretamente.

- 22 -

Transição da tela de ativação para exibição da tela demedição
Quando a alimentação é ligada, o visor LCD muda automaticamente conforme mostrado abaixo, antes
que a tela de medição seja exibida.
<Exemplos de exibição: configurações padrão> (Cerca de 40 segundos)

Tela de exibição denotificação de calibração
* Somente as especificações
japonesas são mostradas.

Tela de exibição da data devencimento da calibração

Visor de data e hora

* Somente as especificações deexportação são exibidas.

Visor de nível de bateria /padrão de alarme

Visor de gás alvo dedetecção

Visor de escala máxima

Visor do ponto de ajuste doprimeiro alarme

Visor do ponto de ajuste do
segundo alarme

Visor do ponto de ajuste do
terceiro alarme

Visor do ponto de ajuste do
alarme STEL

Visor do ponto de ajuste do
alarme TWA

Tela de medição
A buzina soa duas vezes e,
em seguida, a tela demedição é exibida.

CUIDADO Com modelos que detectam gases combustíveis, a tela mostrada à direita
pode ser exibida com o som da buzina e a lâmpada intermitente após onível da bateria e o padrão de alarme serem exibidos.
Se esta tela for exibida, alguns gases combustíveis não podem serconvertidos usando a função de conversão de gás combustível. Para obter
informações sobre os tipos de gases que não podem ser convertidos,
consulte “6-2-2. Seleção de gás de conversão combustível” na página 33. Se a tela mostrada àdireita for exibida, o alarme pode ser temporariamente reinicializado pressionando o botão MODE,mas o sensor de gás combustível deve ser imediatamente substituído por um novo.
 Se um gás que não puder ser convertido tiver sido definido, ela retornará automaticamente ao gásde calibração.
- 23 -

CUIDADO

 Se for detectada alguma anomalia no sensor, “FAIL” aparece ao invés do valor medido
imediatamente antes da tela de medição ser exibida e é acionado um alarme de anomalia dosensor. Se isso ocorrer, pressione o botão MODE para redefinir temporariamente o alarme deanomalia do sensor. Todavia, o alarme não pode ser redefinido se houver uma anomalia em todos
os sensores. Após o alarme ser reinicializado, “- - - -” aparece na área do visor de concentração dogás para o qual ocorreu a anomalia do sensor, e não será possível a detecção para esse tipo degás. Entre imediatamente em contato com a Riken Keiki.
 Após a inicialização, execute “5-4. Calibração do ar” na página 25.

NOTA Se houver uma anomalia no relógio embutido, poderá ser acionado um alarme de falha “FAIL
CLOCK”. Se isso ocorrer, pressione o botão MODE. O alarme de falha será temporariamente
reinicializado e a medição será iniciada com o tempo do relógio permanecendo incorreto.
Intervalo para o almoço
Quando a configuração de intervalo para o almoço está ativada, a tela é exibida com uma contagem
regressiva de cinco segundos para permitir que o usuário confirme se deseja manter os valores
TWA e PEAK da última vez que a alimentação foi desligada e continuar a medição ou redefinir osvalores quando a alimentação é ligada. Pressionar o botão MODE mantém os dados de medição epressionar o botão AIR reinicia os dados de medição. Se nenhum botão for pressionado por cinco
segundos, os dados de medição serão retidos automaticamente.
Data de vencimento do teste resposta
Quando a configuração da data de vencimento do teste resposta está ativada, é exibido o número
de dias restantes após a data do último teste resposta até a data de configuração especificada
quando a alimentação é ligada. Para obter informações sobre a configuração de exibição da data devencimento do teste resposta, consulte “6-4-4. Configuração do teste resposta” na página 44.
Visor de notificação de calibração
Especificações japonesas
A data de um ano (365 dias) da data da última calibração e os dias restantes até que sejam exibidos.
Se um ano se passou desde a última calibração, uma campainha irá notificá-lo. A campainha podeser cancelada pressionando o botão POWER.
Especificações de exportação
Exibe o número de dias restantes da data da última calibração até a data da configuração opcional.
Consulte “6-4-3. Configuração da data de vencimento da calibração” na página 42.
Data e hora
Exibe a data e a hora. A data e a hora podem ser definidas seguindo as instruções descritas em “6-4.
Configurações do modo usuário” na página 42.
Se um dispositivo parceiro de comunicação IrDA for colocado próximo ao produto, ele mudará parao modo de comunicação. Pressionar os botões AIR e MODE juntos também muda para o modo decomunicação, mesmo quando nenhum dispositivo de parceiro de comunicação estiver por perto.
Nível da bateria / padrão de alarme
Exibe o nível da bateria (tensão) e a configuração do padrão de alarme (AL-L <autorretentivo>) na tela.
Se um dispositivo parceiro de comunicação IrDA for colocado próximo ao produto, ele mudará parao modo de comunicação. Pressionar os botões AIR e MODE juntos também muda para o modo decomunicação, mesmo quando nenhum dispositivo de parceiro de comunicação estiver por perto.
Gás alvo de detecção
Exibe o gás alvo de detecção. O gás atualmente sendo convertido é exibido na parte inferior da telase um gás combustível estiver sendo convertido.
Escala máxima
Exibe o valor em escala máxima do gás alvo de detecção. IEC ou ISO é exibido na área do visor deescala máxima se os valores IEC ou ISO LEL estiverem definidos.
Ponto de ajuste do segundo alarme
Exibe o ponto de ajuste do segundo alarme para o gás alvo de detecção.
Ponto de ajuste do terceiro alarme
Exibe o ponto de ajuste do terceiro alarme para o gás alvo de detecção.
Ponto de ajuste do alarme STEL (TWA e STEL são exibidos apenas em modelos que detectam gases
que não sejam gases combustíveis e oxigênio.)
Exibe o ponto de ajuste do alarme STEL para o gás alvo de detecção. O valor STEL refere-se àconcentração de uma substância tóxica que não afeta adversamente a saúde do usuário com
exposição contínua de 15 minutos, desde que as exposições diárias não excedam o valor TWA.
Não exibido em modelos em que CO e H2S não estão incluídos nos gases alvo de detecção.
Ponto de ajuste do alarme TWA (TWA e STEL são exibidos apenas para modelos que detectam gases
que não sejam gases combustíveis e oxigênio.)
Exibe o ponto de ajuste do alarme TWA para o gás alvo de detecção. O valor TWA refere-se ao limite
de concentração média ponderada no tempo de uma substância tóxica para um dia de trabalho
normal de 8 horas e uma semana de trabalho de 40 horas, ao qual quase todos os usuários podem
ser expostos repetidamente sem efeitos adversos para a saúde.

- 24 -

5-4. Calibração do ar
A calibração de ar refere-se ao ajuste zero necessário para garantir a medição exata das concentrações
de gás.

AVISO Quando a calibração do ar for realizada no ambiente, verifique o frescor do ar antes de iniciar. A
presença de gases de interferência impossibilitará a calibração correta do ar e, potencialmente,
resultará em condições perigosas no caso de vazamentos reais de gás.

CUIDADO Após a inicialização, execute a calibração do ar antes de usar o produto para detecção do gás.
 Faça sempre a calibração do ar em condições de pressão, temperatura e umidade semelhantes às
do ambiente de operação e em ar fresco.
 Aguarde até que a leitura estabilize antes de realizar a calibração do ar.
 Se houver uma diferença de temperatura de 15 °C ou mais entre os locais de armazenamento euso, ligue a alimentação e deixe o produto em repouso para aclimatizar por cerca de 10 minutos
em um ambiente semelhante ao local de uso antes de executar a calibração de ar em ar fresco.

Procedimento de calibração do ar
1

Mantenha pressionado o botão AIR na
tela do modo de medição.

Aparece a tela de calibração do ar.
Mantenha o botão AIR pressionado enquanto for
exibida a tela mostrada à direita.
A calibração do ar não será executada se soltar obotão antes que a tela seja exibida ou enquanto é
exibida.

2

Solte o botão AIR quando aparecer atela mostrada à direita.

Se a calibração do ar tiver sido completada com
sucesso, o visor retorna automaticamente à tela domodo de medição.

NOTA

 Se a calibração do ar falhar, “FAIL” aparece na área do visor de concentração do sensor com defeito.
Pressione o botão MODE para reinicializar o alarme de falha (falha na calibração). A reinicialização
do alarme exibe o valor antes da calibração.
- 25 -

5-5. Detecção do gás
PERIGO Se estiver medindo no interior de bueiros ou espaços fechados, nunca se incline nem espreite parao interior do bueiro ou espaço fechado. Existe o perigo de que o ar com falta de oxigênio ou outros
gases possam ser descarregados de tais locais.

AVISO Quando a calibração do ar for realizada no ambiente, verifique o frescor do ar antes de iniciar. Se
houver gases de interferência, não será possível calibrar o produto corretamente, resultando em
perigo se vazamentos de gás reais ocorrerem.
 Um alarme de gás indica a presença de perigo extremo. O usuário deve tomar as medidas
adequadas com base na situação.
 Se a tensão da bateria baixar, o gás não poderá ser detectado. Se ocorrer um alarme de baixatensão da bateria durante o uso, desligue a alimentação e carregue imediatamente a bateria em
um local seguro.
 Não bloqueie a abertura do som da buzina. Isso fará com que o alarme seja difícil de ouvir.

CUIDADO Verifique as configurações antes de iniciar a detecção do gás.

5-5-1. Procedimentos de operação básicos
Ligue a alimentação para prosseguir para a tela do modo de medição.
<Modo de medição><Calibração do ar><Modo de exibição>Pressionar<Estado do alarme de gás>

<Estado do alarme de falha>Valormedidointermitente(Autorretentivo <reinicializar após arecuperação para o estado
normal>)- 26 -(Autorretentivo <reinicializar apósdesligar a alimentação>)5-5-2. Modo de medição
No modo de medição, leia os valores no visor LCD.

Gás combustível(% LEL)Oxigênio

Monóxido decarbonoSulfato dehidrogênio

Exemplo de visor

CUIDADO Note que se os sensores de gás combustível forem usados em um ambiente onde compostos desilicone, halogenetos, altas concentrações de sulfatos ou altas concentrações de gases solventes
estiverem presentes, a vida útil do sensor pode ser reduzida, a sensibilidade a gases combustíveis
pode se deteriorar e podem não ser obtidas leituras exatas. Se o uso em tais ambientes forinevitável, use-o pelo menor tempo possível e permita que o produto fique em ar fresco após o uso.
Confirme se a leitura retorna ao normal e estabiliza.
 É necessária uma concentração de oxigênio superior a um determinado nível para que o sensor degás combustível <%LEL> no produto detecte corretamente os gases e apresente asconcentrações.
 Não exponha o produto a flutuações súbitas de pressão. As leituras de oxigênio sofrerão variação
temporariamente, impedindo medições exatas.
 Não use um gás diferente do nitrogênio como gás de equilíbrio ao calibrar ou ajustar um sensor deoxigênio. Caso contrário, os erros de leitura de oxigênio aumentarão, impedindo a medição exata.
 Se o produto estiver exposto a gás altamente adsorvente, deixe-o repousar ao ar fresco. Confirme
se a leitura retorna a zero antes de usar.
 O sensor de sulfato de hidrogênio (H2S) pode exibir flutuações temporárias se for exposto avariações súbitas de temperatura. Deixe o produto em repouso para aclimatizar ao ar ambiente.

NOTA O gás atualmente sendo convertido é exibido na parte inferior da tela se um gás combustível estiver
sendo convertido.
 O tempo de operação será reduzido devido ao desempenho da bateria em ambientes frios.
 A resposta do visor LCD pode ser lenta em baixas temperaturas.
 Se o produto for exposto a um gás combustível em concentrações de 100% LEL ou superiores,
pode permanecer algum gás adsorvido no filtro. Após extrair gás combustível de alta concentração,permita sempre que o produto repouse ao ar fresco. Realize a limpeza do ar até que a leitura retornepara cerca de zero para remover quaisquer gases adsorvidos. A realização da calibração do arantes de uma limpeza completa resultará em ajustes imprecisos, com possíveis efeitos adversos na
medição.
Ocorrerá o travamento se for detectado 100% LEL. Não haverá reinicialização até que a
concentração de oxigênio diminua ou que pressione o botão MODE.
 O ponto zero para os sensores de monóxido de carbono (CO) e sulfato de hidrogênio (H2S) podeflutuar a temperaturas baixas ou altas. Se isso ocorrer, execute a calibração do ar ao ar ambiente.

- 27 -

 O sensor de monóxido de carbono (ESR-A1CP) inclui uma função de correção para reduzir ainterferência devido ao hidrogênio. Essa função funciona para concentrações de hidrogênio até
2.000 ppm. Se o hidrogênio for detectado a uma concentração de 2.000 ppm ou superior, “H2” e“rich” serão exibidos alternadamente na área do visor de concentração. Embora a medição possa
continuar, surgirão erros grandes com as leituras de concentração de monóxido de carbono devido
aos efeitos significativos da interferência do hidrogênio.

Visor de concentração: rich

Visor de concentração: H2

 A sensibilidade pode ser reduzida temporariamente se o sensor de monóxido de carbono entrar em
contato com o gás em concentrações que excedam sua faixa de medição. Se o sensor tiver entrado
em contato com gás de alta concentração, certifique-se de deixá-lo ao ar fresco e realizar a limpeza
do ar.
 A sensibilidade pode ser reduzida temporariamente se o sensor de sulfato de hidrogênio (H2S)
entrar em contato com o gás em concentrações que excedam sua faixa de medição. Se o sensor
tiver entrado em contato com gás de alta concentração, certifique-se de deixá-lo ao ar fresco e
realizar a limpeza do ar.
 Se a medição for realizada por mais de 20 minutos fora da faixa de temperatura de trabalho, um errode faixa de temperatura será relatado. Se uma anormalidade na faixa de temperatura for informada,deixe-a por 5 minutos ou mais dentro da faixa de temperatura operacional ou desligue a energia da
unidade principal.

- 28 -

5-6. Desligando
CUIDADO Se o visor de concentração não retornar a zero (ou 20,9% para o visor de concentração deoxigênio) após a conclusão da medição, deixe que o produto fique ao ar fresco até que o visor
retorne a zero antes de desligar a alimentação.

Mantenha o botão POWER pressionado.
Para desligar a alimentação, espere o visor retornar a zero(ou 20,9% para oxigênio) em um local seguro, depois
mantenha pressionado o botão POWER.

A buzina soa três vezes e aparece “TURN OFF” no visor
antes que a alimentação seja desligada.

Visor de desligamento

NOTA Ao desligar a alimentação, mantenha o botão pressionado até o visor desligar.

CUIDADO Se o produto estiver sujo, limpe-o com um trapo ou pano úmido e bem espremido.
 Ao limpar o produto, não use solventes orgânicos, tais como álcool ou benzina, ou produtos delimpeza disponíveis comercialmente.

- 29 -

6
6

Procedimento de Configuração

6-1. Modo de exibição
O modo de exibição permite que os usuários revisem e alterem várias configurações de exibição erealizem outras operações. As configurações alteradas são salvas.

6-1-1. Exibição do modo de visor
Pressione o botão MODE na tela do modo demedição.

Pressionar o botão MODE exibe as várias telas em sequência.

Para alterar uma configuração, pressione obotão AIR.
A tela de configuração é exibida.

Pressione o botão MODE quando as
configurações estiverem concluídas.

As configurações são salvas e o visor retorna à tela anterior.

Para retornar à tela do modo de medição,pressione o botão MODE várias vezes no modode exibição.

NOTA

 Se nenhuma ação for realizada durante cerca de 20 segundos, a tela retornará à tela de medição.
 Para testar o alarme, pressione o botão AIR e o botão MODE ao mesmo tempo enquanto um ponto
de ajuste do alarme é exibido.
 Mantenha pressionado o botão AIR e o botão MODE ao mesmo tempo no modo de exibição para
retornar ao modo de medição.
 Para cancelar antes de terminar as alterações nas configurações, mantenha pressionado o botão
AIR e o botão MODE ao mesmo tempo. O visor retorna ao modo de exibição.

6-1-2. Detalhes do visor do modo de exibição
Indicação da tela
(Item deconfiguração)PEAK(Visor PEAK /reinicializar PEAK)

Conteúdo exibido

Exibe a concentração máxima degás (ou concentração mínima deoxigênio) detectada desde que aalimentação foi ligada.

- 30 -

Visor LCD

Página dereferência
Mantenhapressionado obotão AIR para irpara a tela deeliminação dovalor PEAK na
página 32.

Indicação da tela
(Item deconfiguração)STEL(Visor STEL)* Exibe somente CO e H2S.

TWA
(Visor TWA)

* Exibe somente CO e H2S.

HC GAS(Seleção de gás deconversão
combustível)Conteúdo exibido
Exibe o valor STEL desde que aalimentação foi ligada.
O valor STEL refere-se à soma de 15
peças de dados de valor médio paravalores medidos durante um períodode 60 segundos dividido por 15.
O valor é atualizado a cada 60
segundos.
Exibe o valor TWA desde que aalimentação foi ligada.
O valor TWA refere-se ao valor médio
integrado dos valores medidos
durante um período de 60 segundos
dividido por 480.
O valor é atualizado a cada 60
segundos.

Visor LCD

Página dereferência

-----

-----

Seleciona o gás de conversão dalista de gases pré-registrados no
produto.

Pressione o botão
AIR para ir para atela deconfiguração na
página 33.

Ativa / desativa a configuração dabateria de longa duração.

Pressione o botão
AIR para ir para atela deconfiguração na
página 35.

Exibe o tipo de gás calibrado e adata de calibração.

Pressione o botão
AIR para ir para atela de exibição
na página 36.

BUMP DATA(Visor de dados
teste)

Exibe o tipo de gás de teste
resposta e a data do teste.

Pressione o botão
AIR para ir para atela de exibição
na página 36.

DATA
Visor de data, hora etemperatura

Exibe a data, a hora e atemperatura.

* Exibido apenas em
modelos que detectam
gases combustíveis

LONG.BATT(Configuração dabateria de vida longa)* Exibido apenas em
modelos que detectam
gases combustíveis

CAL DATA(Visor de dados decalibração)* Exibido apenas em
ATEX/IECEx/INMETROALARME-PT(Visor do ponto de
ajuste do alarme)-----

Exibe vários pontos de ajuste do
alarme.

NOTA

Pressione o botão
AIR para ir para atela deconfirmação na
página 38.

 Os valores PEAK e TWA, previamente medidos, retidos na última vez que a alimentação foi
desligada, são exibidos quando a função de intervalo para o almoço está ativada.
 Não é exibido GÁS HC (seleção de gás de conversão combustível) para tipos de gás de calibração
diferentes de CH4 ou i-C4H10.
 Os dados teste são exibidos se o visor da data de vencimento do teste resposta estiver ativado no
modo usuário.
 Os dados de calibração serão exibidos se o visor da data de vencimento da calibração estiverativado no modo usuário.
 A temperatura exibida no visor de data e hora e temperatura é a temperatura interna do produto.
Este valor difere da temperatura ambiente real.
- 31 -

6-2. Configurações do modo de exibição
Mude para o modo de exibição a partir da tela de medição, e verifique e altere as configurações no modode exibição.

6-2-1. Apagar o visor do valor PEAK
Limpa o valor PEAK (a concentração máxima de gás ou a concentração mínima de oxigênio medida desdeque a alimentação foi ligada).

1

Pressione o botão MODE na tela de medição para exibir a tela PEAK.

2

Mantenha o botão AIR pressionado.

3

Solte o botão AIR quando“RELEASE” forexibido na tela.

O valor PEAK é apagado e“END” aparece antes queo visor retorne à tela no Passo 1.

- 32 -

6-2-2. Seleção de gás de conversão combustível
As medições de gás combustível podem ser exibidas como uma concentração convertida em um gásregistrado no produto.
Podem ser convertidos os seguintes gases combustíveis:<Lista de gases de conversão combustíveis>
Gás de conversão
MetanoIsobutano
Hidrogênio
Metanol
Acetileno
EtilenoEtano
Etanol
Propileno
Acetona
PropanoButadieno
Ciclopentano
BenzenoN-hexanoToluenoN-heptano
XilenoN-nonano
Acetato de etiloÁlcool isopropílico
Metiletilcetona
Metacrilato de metilo
Éter dimetílico
Metilisobutilcetona
Tetraidrofurano
N-Pentane

Nome dogás
exibidoConversão de gás decalibração
CH4

i-C4H10




























×




×



×

















CH4
i-C4H10
H2
CH3OH
C2H2
C2H4
C2H6
C2H5OH
C3H6
C3H6O
C3H8
C4H6
C5H10
C6H6
n-C6H14
C7H8
n-C7H16
C8H10
n-C9H20
EtAc
IPA
MEK
MMA
DME
MIBK
THF
n-C5H12

Conversão
quando aconversão é
restrita



×



×

×



×

×

×
×
×
×
×
×
×
×
×


CUIDADO Nos modelos que detectam gases combustíveis, a tela mostrada à direita
pode ser exibida com a buzina soando e a lâmpada intermitente após aalimentação ser ligada ou a calibração ser realizada.
Se essa tela for exibida, a função de conversão não pode ser usada paraos tipos de gás indicados por um “×” na coluna “Conversão quando aconversão é restrita”. Se a tela mostrada à direita for exibida, o alarmepode ser temporariamente reinicializado pressionando o botão MODE,mas o sensor de gás combustível deve ser imediatamente substituído por
um novo.

- 33 -NOTA

 A seleção do gás de conversão combustível é exibida para CH4 e i-C4H10.
 Não aparece se “Visor do item do modo de exibição: LIGAR / DESLIGAR” estiver desativado no
modo usuário.
 Para cancelar antes de terminar as alterações nas configurações, mantenha pressionado o botão
AIR e o botão MODE ao mesmo tempo. O visor retorna ao modo de exibição.
 A precisão do alarme e o tempo de atraso do alarme mostrado na lista de especificações aplicam-se
apenas ao gás de calibração.
 O visor de concentração quando convertida deve ser tratada como aproximada. Para exibir
concentrações precisas, deve executar a calibração usando o gás-alvo. Para executar o ajuste deamplitude usando o gás-alvo, entre em contato com a Riken Keiki.
 Para obter informações sobre a lista de gases que podem ser convertidos, consulte a “Lista degases de conversão combustíveis” na página 33.
 Este produto é fornecido com vários modelos, dependendo do gás combustível detectado.
Dependendo dos modelos específicos, determinados tipos de gás podem não ser convertidos.
Consulte a “Lista de gases de conversão combustíveis”.
 Mesmo se um gás de conversão combustível for selecionado, as indicações serão fornecidas se
outros gases combustíveis estiverem presentes no ambiente de uso.
 No entanto, se o hidrogênio (H2) for selecionado como um gás de conversão, nenhuma indicação
será emitida, mesmo se presente no ambiente de uso para “Conversão quando a conversão for
restrita” na “Lista de gases de conversão combustíveis”.
 Se a conversão for usada, a precisão da indicação do produto não será alcançada.

1

Pressione várias vezes o botão MODE na tela de medição para exibir a tela
LIST.

2

Pressione várias vezes o botão AIR para
exibir o gás combustível que desejaalterar.
Pressionar o botão AIR percorre a lista de gases
combustíveis.
A configuração padrão é o gás de calibração para osensor de gás combustível.

3

Pressione o botão MODE quando o gás
combustível a ser alterado for exibido
na tela.
Aparece “END” e o visor retorna à tela no Passo 1.

- 34 -

6-2-3. Configuração da bateria de vida longa
Ativa / desativa a configuração da bateria de vida longa. A configuração padrão é “OFF”.
Quando definido para “ON”, a concentração de gás combustível é atualizada a cada 15 segundos, em vez
de a cada 5 segundos.

NOTA A configuração é mantida mesmo quando a alimentação é desligada.
 Não aparece se “Visor do item do modo de exibição: LIGAR / DESLIGAR” estiver desativado.
 Se a configuração de bateria de vida longa estiver ativada, nenhum alarme de sensor negativo seráemitido para o sensor de gás combustível.
 O “L” acende na parte superior da tela quando a configuração da bateria de vida longa estiverativada.

1

Pressione várias vezes o botão MODE na tela de medição para exibir a tela
LONG.BATT.

2

Pressione o botão AIR para selecionar“ON” ou “OFF”.
A configuração padrão é “OFF”.

3

Pressione o botão MODE.
Aparece “END” e o visor retorna à tela no Passo 1.

- 35 -

6-2-4. Visor de dados de calibração
Exibe o tipo de gás calibrado e a data de calibração.

NOTA

 Os dados de calibração não são exibidos se a configuração da data de vencimento da calibração
estiver desativada no modo usuário. Somente as especificações ATEX/IECEx/INMETRO são
mostradas.

1

Pressione várias vezes o botão MODE na tela de medição para exibir a tela
CAL DATA.

2

Pressione o botão AIR para selecionar “YES” ou “NO”.
Pressionar o botão AIR circula a exibição de “CH4” → “O2” → “H2S” → “CO” em sequência.

3

Pressione o botão MODE.
Aparece “END” e o visor retorna à tela no Passo 1.

6-2-5. Visor de dados teste
Exibe a data de vencimento do teste resposta da função de vencimento do teste resposta e o tipo de gás.

NOTA

 Os dados teste não são exibidos se a configuração da data de vencimento do teste resposta estiver
desativada no modo usuário.

1 Pressione várias vezes o botão MODE na tela de medição para exibir a tela
BUMP DATA.

2 Pressione o botão AIR para selecionar "YES" ou "NO".
Pressionar o botão AIR faz o visor percorrer em ciclo “CH4” → “O2” → “H2S” → “CO” → “CO2” → ...

- 36 -

3 Pressione o botão MODE.
O visor retorna à tela no Passo 1.

- 37 -

6-2-5. Visor do ponto de ajuste do alarme
Permite que os pontos de ajuste de alarme sejam exibidos, assim como o teste das operações do LED, dabuzina e do vibrador.

NOTA TWA e STEL são exibidos apenas em modelos que detectam gases que não sejam gases
combustíveis e oxigênio.

1 Pressione várias vezes o botão MODE na tela de medição para exibir a tela
ALARM-PT.

2 Pressione o botão AIR.
Pressionar o botão AIR faz o visor percorrer em ciclo “F.S.” (FULL SCALE) → “WARNING” →“ALARM” → “ALARM H” → “STEL” → “TWA” → “F.S.” (FULL SCALE) → ...

O alarme correspondente pode ser testado pressionando o botão AIR e o botão MODE ao mesmo
tempo. Pressione qualquer botão para reinicializar o alarme.

3 Pressione o botão MODE.
O visor retorna à tela no Passo 1.

- 38 -

6-3. Modo usuário
O modo usuário permite definir a data e a hora, os pontos de ajuste do alarme e outras configurações.

6-3-1. Exibição do modo usuário
1

Com a alimentação desligada, pressioneo botão AIR e o botão POWER ao mesmo
tempo.

2

Solte os botões quando a buzina soar.
A alimentação é ligada e aparece o menu do modo
usuário.

3

Use o botão AIR para selecionar um
item a ser configurado, depois, usando obotão MODE, vá para a tela deconfiguração.

4

Quando as configurações estiverem
concluídas, pressione várias vezes obotão AIR no menu do modo usuário
para selecionar “START”, depois
pressione o botão MODE.
O produto opera da mesma maneira como quando aalimentação acaba de ser ligada e passa para a telade medição.

NOTA O visor retorna ao menu do modo usuário após cada configuração. Para retornar ao menu enquantodefine as configurações, mantenha pressionado o botão AIR e o botão MODE ao mesmo tempo.
 Uma tela de entrada de senha é exibida se a configuração de senha estiver ativada no modo usuário.
Para obter informações sobre como alterar a senha padrão, consulte “6-4-12. Configuração dasenha do usuário” na página 57.

- 39 -

6-3-2. Configurações do modo usuário
Visor da tela (item de configuração)Visor LCD

Página dereferênciaBUMP (Teste resposta)

P. 42

GAS CAL (Calibração)P. 42

CAL SET (Configuração da data de vencimentode calibração)P. 42* Somente as especificações ATEX/IECEx/INMETRO são
mostradas.

BUMP SET (Configuração do teste resposta)

P. 44

ALARME-PT (Configuração do ponto de ajuste
do alarme)

P. 50

LUNCH (Intervalo para o almoço: ON / OFF)

P. 52

BEEP (Configuração do bipe de confirmação)P. 53

BL TIME (Configuração do tempo de iluminação
do LCD)P. 55

KEY TONE (Som dos botões: ON / OFF)P. 55

DISP SET (Visor do item do modo de exibição:ON / OFF)P. 56- 40 -

Visor da tela (item de configuração)Visor LCD

Página dereferênciaDATE (Configuração de data e hora)

P. 56

PASSWORD (Configuração de senha)

P. 57

ROM/SUM (Visor ROM/SUM)

P. 58

START (Iniciar medição)- 41 -

6-4. Configurações do modo usuário
O modo usuário permite que as configurações sejam alteradas para aumentar a usabilidade.

6-4-1. Teste resposta
O produto inclui uma função para executar um teste resposta (verificação de função).
Para obter informações sobre o procedimento de teste resposta, consulte “7-3. Teste resposta” na página
69.

6-4-2. Calibração
O modo GAS CAL do produto permite a calibração automática (AUTO CAL) usando concentrações de gás
predefinidas além da calibração do ar.
O ajuste de amplitude requer ferramentas específicas e um gás de calibração. Entre em contato com a
Riken Keiki.
Para mais informações sobre o procedimento de calibração, consulte “7-2. Calibração” na página 61.

6-4-3. Configuração da data de vencimento da calibração
Esta seção descreve a “Data de vencimento da calibração: LIGAR / DESLIGAR”, “Intervalo da data devencimento da calibração” e “Operação após data de calibração vencida”.
* Somente as especificações ATEX/IECEx/INMETRO são mostradas.

NOTA Quando a configuração estiver concluída, pressione o botão AIR para selecionar “ESCAPE”, depois
pressione o botão MODE. O visor retorna ao menu do modo usuário.

<Menu de configuração da data de vencimento da calibração>1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “CAL SET”,
depois pressione o botão MODE.
A tela do menu de configuração da data devencimento da calibração é exibida.

2

Pressione o botão AIR para selecionar aconfiguração desejada, depois
pressione o botão MODE.

Item de configuração

Visor LCD

Página de referência
<Data de vencimento da calibração:LIGAR / DESLIGAR> P. 43

CAL RMDR- 42 -

Item de configuração

Visor LCD

Página de referênciaCAL INT<Intervalo da data de vencimento dacalibração> P. 43

CAL EXPD<Operação após data de calibração
vencida> P. 44

ESCAPE<Data de vencimento da calibração: LIGAR / DESLIGAR>

Permite ativar e desativar a data de vencimento da calibração.

1

Pressione o botão AIR para selecionar“CAL RMDR”, depois pressione o botãoMODE.
A seleção LIGAR / DESLIGAR da data de vencimento
da calibração é exibida.

2

Pressione o botão AIR para selecionar
ON / OFF o prazo de calibração epressione o botão MODE.
Pressionar o botão AIR muda entre ON e OFF para adata de vencimento da calibração. A configuração
padrão é “ON”.
* Somente as especificações ATEX/IECEx/INMETRO são

mostradas.

3

Pressione o botão MODE.
“END” é exibido e o visor retorna ao menu deconfiguração da data de vencimento da calibração.

<Intervalo da data de vencimento da calibração>Permite selecionar o número de dias até que a calibração expire.

1

Pressione o botão AIR para selecionar“CAL INT”, depois pressione o botão
MODE.

2

Pressione o botão AIR para selecionar onúmero de dias para o vencimento dacalibração.
Pressionar o botão AIR permite selecionar o intervalo
da data de vencimento da calibração entre 1 e 1.000
dias. A configuração padrão é “90” dias.

3

Pressione o botão MODE.
Aparece “END” e o visor retorna ao menu deconfiguração da data de vencimento da calibração.
- 43 -

<Operação após data de calibração vencida>
Permite especificar a operação após a data de calibração ter vencido.

1

Pressione o botão AIR para selecionar“CAL EXPD”, depois pressione o botão
MODE.

2

Pressione o botão AIR para selecionar aoperação após a data de calibração ter
vencido.
Pressionar o botão AIR exibe as seguintes operações
após o vencimento da data de calibração.
・ CONFIRM: Quando vencido, permite que ousuário confirme e selecione se deseja
prosseguir para o modo de medição ou
para o modo usuário.
・ CANT USE: Quando vencido, o modo de medição
não está disponível. Quando vencido,
permite que o usuário selecione sedeseja prosseguir para o modo
usuário.
・ NONE:
Quando vencido, indica que acalibração venceu e permite que ousuário selecione se deseja prosseguir
para o modo de medição ou para omodo usuário.
A configuração padrão é “CONFIRM”.

3

Pressione o botão MODE.
Aparece “END” e o visor retorna ao menu deconfiguração da data de vencimento da calibração.

6-4-4. Configuração do teste resposta
Permite definir as várias condições para o teste resposta.

<Menu de configuração do teste resposta>
1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “BUMP SET”,
depois pressione o botão MODE.
A tela do menu de teste resposta é exibida.

2

Pressione o botão AIR para selecionar aconfiguração desejada, depois
pressione o botão MODE.

- 44 -

Item de configuração

Visor LCD

Página de referência

<Seleção do tempo de resposta> P. 45<Seleção de tolerância de resposta>
P. 47<Seleção do tempo de calibração após
o teste resposta>> P. 47<Calibração após o teste resposta:
LIGAR / DESLIGAR> P. 48

SETTINGS

BUMP.RMDR<Visor da data de vencimento do teste
resposta: LIGAR / DESLIGAR> P. 48

BUMP INT<Seleção do intervalo da data devencimento do teste> P. 49

BUMP.EXPD<Configuração da operação após ovencimento do teste resposta> P. 49

ESCAPENOTA Quando a configuração estiver concluída, pressione o botão AIR para selecionar “ESCAPE”, depois
pressione o botão MODE. O visor retorna ao menu do modo usuário.

<Seleção do tempo de resposta>
Define o tempo para a introdução do gás de teste.

1

Pressione o botão AIR para selecionar“SETTINGS”, depois pressione o botãoMODE.
O menu de configuração do teste resposta é exibido.

2

Pressione o botão AIR para selecionar“GAS TIME”, depois pressione o botãoMODE.
O tempo de resposta é exibido.

- 45 -

3

Pressione o botão AIR para selecionar otempo de resposta, depois pressione obotão MODE.
Pressionar o botão AIR permite selecionar o tempo deresposta a partir das opções de 30, 45, 60 e 90
segundos. A configuração padrão é “30 SEC”.

4

Pressione o botão MODE.
Aparece “END” e o visor retorna ao menu deconfiguração do teste resposta.

- 46 -

<Seleção de tolerância de resposta>
Define o limite para a verificação do gás de teste.
Gases que não sejam oxigênio: Concentração de calibração ± (concentração de calibração × tolerância)
Oxigênio: Concentração de calibração ± (diferença entre a concentração de calibração e 20,9% ×tolerância)

1

Pressione o botão AIR para selecionar“SETTINGS”, depois pressione o botãoMODE.
O menu de configuração do teste resposta é exibido.

2

Pressione o botão AIR para selecionar“CHECK”, depois pressione o botão
MODE.
A tolerância de resposta é exibida.

3

Pressione o botão AIR para selecionar atolerância da resposta, depois
pressione o botão MODE.
Pressionar o botão AIR permite selecionar atolerância de resposta a partir das opções de 10, 20,
30, 40 e 50%. A configuração padrão é “50” %.

4

Pressione o botão MODE.
Aparece “END” e o visor retorna ao menu deconfiguração do teste resposta.

<Seleção do tempo de calibração após o teste resposta>
Seleciona o tempo de calibração após um teste resposta falhar.

1

Pressione o botão AIR para selecionar“SETTINGS”, depois pressione o botãoMODE.
O menu de configuração do teste resposta é exibido.

2

Pressione o botão AIR para selecionar“CAL TIME”, depois pressione o botãoMODE.
O tempo para a calibração após um teste resposta é
exibido.

3

Pressione o botão AIR para selecionar otempo de calibração após um teste
resposta, depois pressione o botão
MODE.
Pressionar o botão AIR permite selecionar o tempo decalibração após um teste resposta a partir de umaopção de 90 e 120 segundos. A configuração padrão é“90 SEC”.

4

Pressione o botão MODE.
Aparece “END” e o visor retorna ao menu deconfiguração do teste resposta.

- 47 -

<Calibração após o teste resposta: LIGAR / DESLIGAR>
Ativa / desativa a função de calibração automática se um teste resposta falhar.

1

Pressione o botão AIR para selecionar“SETTINGS”, depois pressione o botãoMODE.
O menu de configuração do teste resposta é exibido.

2

Pressione o botão AIR para selecionar“AUTO CAL”, depois pressione o botãoMODE.
A seleção LIGAR / DESLIGAR é exibida para
calibração após um teste resposta falhar.

3

Pressione o botão AIR para selecionar
ON ou OFF para calibração após um
teste resposta falhar, depois pressioneo botão MODE.
Pressionar o botão AIR permite selecionar ON ou
OFF para calibração após um teste resposta falhar. A
configuração padrão é “ON”.

4

Pressione o botão MODE.
Aparece “END” e o visor retorna ao menu deconfiguração do teste resposta.

<Visor da data de vencimento do teste resposta: LIGAR / DESLIGAR>
Seleciona a notificação para a expiração do teste resposta.

1

Pressione o botão AIR para selecionar“BUMP.RMDR”, depois pressione o botãoMODE.
A seleção LIGAR / DESLIGAR é exibida para a
notificação da data de vencimento do teste resposta.

2

Pressione o botão AIR para selecionar
ON ou OFF para o visor da data devencimento do teste resposta.
Pressionar o botão AIR permite selecionar ON ou
OFF para o visor da data de vencimento do teste
resposta. A configuração padrão é “OFF”.

3

Pressione o botão MODE.
Aparece “END” e o visor retorna ao menu deconfiguração do teste resposta.

- 48 -

<Seleção do intervalo da data de vencimento do teste>
Define o intervalo até que a notificação da data de vencimento do teste resposta seja dada após um teste
resposta.

1

Pressione o botão AIR para selecionar“BUMP INT”, depois pressione o botão
MODE.
Pode selecionar o número de dias até a data devencimento do teste resposta.

2

Pressione o botão AIR para o intervalo
da data de vencimento do teste
resposta.
Pressionar o botão AIR permite selecionar o intervalo
da data de vencimento do teste resposta entre 0 e 365
dias. A configuração padrão é “30” dias.

3

Pressione o botão MODE.
Aparece “END” e o visor retorna ao menu deconfiguração do teste resposta.

NOTA Se a configuração exceder 30 dias, um valor anormal pode ser diagnosticado no SDM-3R quando
conectado à estação de acoplamento SDM-3R. Nesses casos, defina essa configuração para 30
dias ou menos.

<Configuração da operação após o vencimento do teste resposta>
Seleciona a operação após o visor da data de vencimento do teste resposta.

1

Pressione o botão AIR para selecionar“BUMP.EXPD”, depois pressione o botão
MODE.
Pode selecionar a operação após o vencimento doteste resposta.

2

Pressione o botão AIR para selecionar aoperação após a confirmação daoperação de vencimento do teste
resposta.
Pressionar o botão AIR exibe as seguintes operações
após o vencimento do teste resposta:
・ CONFIRM: Quando vencido, permite que o usuário
confirme e selecione se deseja
prosseguir para o modo de medição ou
para o modo usuário.
・ CANT USE: Quando vencido, o modo de medição
não está disponível. Quando vencido,
permite que o usuário selecione sedeseja prosseguir para o modo usuário.
・ NONE:
Quando vencido, indica vencimento doteste resposta e permite que o usuário
selecione se deseja prosseguir para omodo usuário.
A configuração padrão é “CONFIRM”.

- 49 -

3

Pressione o botão MODE.
Aparece “END” e o visor retorna ao menu deconfiguração do teste resposta.

6-4-5. Configuração do ponto de ajuste do alarme
Esta seção descreve as configurações do primeiro ao terceiro ponto de ajuste do alarme, do ponto de
ajuste do alarme STEL e do ponto de ajuste do alarme TWA e de como restaurar as configurações padrão.

<Configuração do ponto de ajuste do alarme>

Os pontos de ajuste de alarme podem ser definidos usando unidades de um dígito.
Gás alvo de detecção
Gás combustível(HC / CH4)
Monóxido de carbono(CO)
Sulfato de hidrogênio
(H2S)

1 dígito
1% LEL1 ppm
0,1 ppm

Limite inferior
1% LEL(Faixa recomendada 10% LEL ou superior)
12 ppm(Faixa recomendada 25 ppm ou superior)
0,5 ppm(Faixa recomendada 1.0 ppm ou superior)
Primeiro / segundo alarme

Gás alvo de detecção

1 dígitoOxigênio (O2)0,1 vol%

Limite inferior

Limite superior

0,0%

20,0%

NOTA

Limite superior
60% LEL
2.000 ppm
200,0 ppm

Terceiro alarme
LimiteLimiteinferior
superior
21,8%
40,0%

 Defina os pontos de ajuste do alarme da seguinte forma: Primeiro alarme ≤ segundo alarme ≤terceiro alarme (primeiro alarme ≥ segundo alarme para oxigênio)1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “ALARM-PT”,
depois pressione o botão MODE.

2

Pressione o botão AIR para selecionar o tipode gás, depois pressione o botão MODE.
Pressionar o botão AIR alternadamente exibe o gás
alvo de detecção e a tela de redefinição do ponto de
ajuste do alarme (página 51).
Pressionar o botão MODE exibe a tela deconfiguração do ponto de ajuste do primeiro alarme(WARNING).

3

Pressione o botão AIR para selecionar
um valor numérico para o ponto de
ajuste do primeiro alarme e, depois
pressione o botão MODE.

A tela de configuração do ponto de ajuste do segundo
alarme (ALARM) é exibida.

4

Pressione o botão AIR para selecionar ovalor numérico do ponto de ajuste do
segundo alarme, depois pressione obotão MODE.
A tela de configuração do ponto de ajuste do terceiro
alarme (ALARM H) é exibida.
- 50 -

5

Pressione o botão AIR para selecionar ovalor numérico do ponto de ajuste do
terceiro alarme, depois pressione obotão MODE.

Para gás tóxico, as telas de configuração STEL e TWA
são exibidas após os passos acima. Defina-as da
mesma maneira.
Aparece “END” e a tela de redefinição do ponto de
ajuste do alarme é exibida.

NOTA Para obter informações sobre como redefinir as configurações, consulte “Redefinindo os pontos deajuste do alarme” na página 51. A tela de redefinição do ponto de ajuste do alarme pode não
aparecer se o produto não estiver configurado corretamente. Se isso ocorrer, entre em contato com
a Riken Keiki.
 Para mais informações sobre os pontos de ajuste do alarme, consulte “4. Ativação do Alarme” napágina 16.

<Redefinição dos pontos de ajuste do alarme>
Restaura os pontos de ajuste do alarme para as suas configurações padrão.

1

Pressione o botão AIR no menu domodo usuário para selecionar“ALARM-PT”, depois pressione obotão MODE.

2

Pressione várias vezes o botão AIR.
A tela de redefinição do ponto de ajuste do
alarme é exibida.

3

Pressione o botão MODE.
A tela de confirmação de redefinição do ponto de ajuste do alarme é exibida.

Para cancelar a reinicialização, pressione o botão AIR.

4

Pressione o botão MODE.

A tela de confirmação de redefinição do ponto de ajuste do alarme é exibida.

- 51 -

5

Pressione o botão MODE.
Aparece “END” e o visor retorna ao menu do modo usuário.

6-4-6. Intervalo para o almoço: LIGAR / DESLIGAR
Permite ativar e desativar a função de intervalo para o almoço. A função intervalo para o almoço mantém
os valores TWA e PEAK da última vez que a alimentação foi desligada e os carrega para continuar amedição na próxima vez que a alimentação for ligada.

1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “LUNCH”,
depois pressione o botão MODE.
A tela de configuração do intervalo para o almoço é
exibida.

2

Pressione o botão AIR para selecionar
ON ou OFF para a função de intervalopara o almoço.
Pressionar o botão AIR permite selecionar ON ou
OFF para a função de intervalo para o almoço. A
configuração padrão é “OFF”.

3

Pressione o botão MODE.
Aparece “END” e o visor retorna ao menu do modo
usuário.

NOTA Quando a configuração do intervalo para o almoço está ativada, uma tela de confirmação é exibida
solicitando ao usuário que mantenha os valores TWA e PEAK da última vez que a alimentação foi
desligada e continue a medição ou redefina os valores quando a alimentação for ligada.

- 52 -

6-4-7. Configuração do bipe de confirmação
Esta função fornece uma indicação audível de se o produto está operando normalmente.
A buzina toca em intervalos predefinidos enquanto a medição está em andamento. As seguintes funções
também podem ser operadas com "BUMP / CAL", "ALM ALRT" e "B / C / ALM”.
1. BUMP/CAL
・Inicia a operação quando a configuração do prazo de calibração está ativada e / ou a calibração
expirou ou a configuração do prazo de colisão está ativada e a colisão expirou.
・Uma vez que a operação é iniciada, ela não para até que todos os gases carregados sejam calibrados
ou batidos. (Exceto cancelamento de H2)・Cada tempo de configuração do intervalo O LED acende por cerca de um segundo.
2. ALM ALRT・Inicia a operação quando um alarme de gás é emitido. (Incluindo menos falha do sensor)
・Uma vez que a operação é iniciada, ela não para até que todos os gases carregados sejam calibrados
ou batidos. (Exceto cancelamento de H2)・Cada tempo de configuração do intervalo O LED acende por cerca de um segundo.
3. B/C/ALM
・Inicia a operação quando a configuração do prazo de calibração está ativada e / ou a calibração
expirou ou a configuração do prazo de colisão está ativada e a colisão expirou.
・Uma vez que a operação é iniciada, ela não para até que todas as espécies de gás carregadas sejam
calibradas ou batidas. (Exceto cancelamento de H2)・O LED acende por cerca de um segundo a cada intervalo de tempo.

<Menu de configuração do bipe de confirmação>1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “BEEP”, depois
pressione o botão MODE.
A tela do menu de bipe de confirmação é exibida.

2

Pressione o botão AIR para selecionar aconfiguração desejada, depois
pressione o botão MODE.

Item de configuração

Visor LCDBEEP SEL

Página de referência

<Configuração da operação do bipe>
P. 54

BEEP INT<Configuração do intervalo do bipe>
P. 54

ESCAPE- 53 -

NOTA

 Quando a configuração estiver concluída, pressione o botão AIR para selecionar “ESCAPE”, depois
pressione o botão MODE. O visor retorna ao menu do modo usuário.

<Configuração da operação do bipe>
Permite definir a operação do bipe de confirmação.

1

Pressione o botão AIR para selecionar“BEEP SEL”, depois pressione o botão
MODE.
A tela de seleção da operação do bipe é exibida. No
entanto, se você alterar a configuração, as operações
de "BUMP / CAL", "ALM ALRT" e "B / C / ALM" serão
interrompidas.

2

Pressione o botão AIR.
Pressionar o botão AIR exibe as seguintes telas emsequência:
・ OFF
・ LED (somente luz LED)・ BUZZER (somente buzina)
・ LED+BUZZ (LED e buzina)
・ BUMP/CAL・ ALM ALRT・ B/C/ALM
A configuração padrão é “OFF”.

3

Pressione o botão MODE.
Aparece “END” e o visor retorna ao menu deconfirmação do bipe.

<Configuração do intervalo do bipe>
Permite definir o intervalo entre os bipes de confirmação.

1

Pressione o botão AIR para selecionar“BEEP INT”, depois pressione o botão
MODE.
A tela de configuração do intervalo do bipe é exibida.

2

Pressione o botão AIR.
Pressionar o botão AIR permite selecionar o intervalo
do bipe a partir da opção de 0,5 minutos e entre 1 e 99
minutos. A configuração padrão é “5” minutos.

3

Pressione o botão MODE.
Aparece “END” e o visor retorna ao menu deconfirmação do bipe.

- 54 -

6-4-8. Configuração do tempo de iluminação do LCD
Permite definir o tempo durante o qual o visor LCD permanece aceso.

1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “BL TIME”,
depois pressione o botão MODE.
A tela de configuração do tempo de iluminação da luz
de fundo é exibida.

2

Pressione o botão AIR para selecionar otempo de iluminação da luz de fundo.
Pressionar o botão AIR permite selecionar um tempo
de iluminação da luz de fundo do botão OFF ou entre
1 e 255 segundos. A configuração padrão é “30 SEC”.

3

Pressione o botão MODE.
Aparece “END” e o visor retorna ao menu do modo
usuário.

6-4-9. Som dos botões: LIGAR / DESLIGAR
Ativa / desativa o som de operação dos botões.

1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “KEY TONE”,
depois pressione o botão MODE.
A tela de configuração do som dos botões é exibida.

2

Pressione o botão AIR para selecionar
ON ou OFF para o som dos botões.
Pressionar o botão AIR permite selecionar ON ou
OFF para o som dos botões. A configuração padrão é
“ON”.

3

Pressione o botão MODE.
Aparece “END” e o visor retorna ao menu do modo
usuário.

- 55 -

6-4-10. Visor do item do modo de exibição: LIGAR / DESLIGAR
Permite definir se os itens do modo de exibição que podem ser definidos estão visíveis ou ocultos.
Quando definido como OFF, itens como “HC GAS” (seleção de gás combustível) não são exibidos nomodo de exibição.

1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “DISP SET”,
depois pressione o botão MODE.
A tela de configuração do visor do item do modo deexibição é exibida.

2

Pressione o botão AIR para selecionar
ON ou OFF para o visor do item do modode exibição.
Pressionar o botão AIR permite selecionar ON ou
OFF para o visor do item do modo de exibição. A
configuração padrão é “ON”.

3

Pressione o botão MODE.
Aparece “END” e o visor retorna ao menu do modo
usuário.

6-4-11. Configuração de data e horaDefine a data e a hora do relógio interno.

1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “DATE”, depois
pressione o botão MODE.
A tela de configuração de data e hora é exibida.
O item intermitente piscando pode ser definido.

2

Pressione o botão AIR para selecionar oitem de configuração desejado, depois
pressione o botão MODE.
Defina a data e a hora na sequência ano -> mês -> dia-> hora -> minuto.
Pressione o botão MODE depois de definir o item
“minuto”. Aparece “END” e o visor retorna ao menu domodo usuário.

- 56 -

6-4-12. Configuração da senha do usuário
Permite proteger o acesso ao modo usuário usando uma senha. A senha pode ser definida como um
número de quatro dígitos no intervalo de 0000 a 9.999.

1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “PASSWORD”,
depois pressione o botão MODE.
A senha pode ser ativada ou desativada na tela deconfiguração da senha do modo usuário.

2

Pressione o botão AIR para selecionar“ON”, depois pressione o botão MODE.
A tela de entrada da senha é exibida.
A configuração padrão é “0000”.
A senha pode ser definida como um número de quatro
dígitos no intervalo de 0000 a 9.999.

3

Pressione o botão AIR para selecionar
um número de 0 a 9, depois pressione obotão MODE.
O número é inserido como o primeiro dígito da senhae o segundo dígito pisca.
Pressione o botão MODE depois de inserir o dígito
final. Aparece “END” e o visor retorna ao menu domodo usuário.

<Acesso ao modo usuário quando protegido por senha>
1

Com a alimentação desligada, pressioneo botão AIR e o botão POWER ao mesmo
tempo.
Solte os botões quando a buzina soar.
A tela de entrada da senha é exibida.

2

Insira a senha predefinida.
Pressione o botão AIR para selecionar o número dodígito atualmente selecionado, depois pressione obotão MODE para confirmar.

O menu do modo usuário é exibido quando a senha édigitada corretamente.
Se a senha digitada estiver incorreta, será exibido um
erro. O visor muda para “Transição da tela de ativação
para exibição da tela de medição” em “5-3.
Inicialização”.

- 57 -

6-4-13. Visor ROM/SUM
Exibe o número do programa e o valor SUM do produto.
* Normalmente não é usado pelo usuário.

1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “ROM/SUM”,
depois pressione o botão MODE.
A tela ROM/SUM é exibida.
As informações a seguir são exibidas alternadamente
na tela ROM/SUM.
・ MAIN ROM
・ SENS. ROM

2

Pressione o botão MODE.
Aparece “END” e o visor retorna ao menu do modo
usuário.

- 58 -

7
7

Manutenção

O produto é um importante dispositivo de segurança e prevenção de desastres.
Realize a manutenção do produto em intervalos regulares para garantir o desempenho e melhorar aprevenção de desastres e a confiabilidade da segurança.

7-1. Intervalos de manutenção e itens de manutenção
Os seguintes itens devem sofrer manutenção regularmente antes de usar o produto:
・ Manutenção diária: Realize a manutenção antes de começar o trabalho.
・ Manutenção mensal: Realize a manutenção testando os alarmes uma vez por mês.
・ Manutenção regular: Realize a manutenção pelo menos uma vez por ano (idealmente, pelo menos uma
vez a cada seis meses).
Item demanutenção

Detalhes da manutenção

Manutenção
diáriaManutenção
mensalManutenção
regularNível dabateria

Verifique para confirmar se os níveis da bateriaestão adequados.







Visor deconcentração

Verifique para confirmar se a leitura daconcentração é 0 (ou 20,9% para o medidor deoxigênio) medindo o ar fresco. Se a leitura não
for 0, verifique se não há gases de interferência
e execute a calibração do ar.







Operação da
unidadeprincipal

Verifique o visor LCD para confirmar se aleitura não está com defeito.







FiltroVerifique para confirmar se o filtro não está sujo.







Teste doalarmeTeste o alarme e verifique se os dispositivos de
LED do alarme, a buzina e o vibrador operamcorretamente.

-





Ajuste deamplitude

Realize o ajuste de amplitude usando um gásde calibração.

-

-



Verificação doalarme de gás

Verifique o alarme de gás com um gás decalibração.

-

-



AVISO
 Se for detectada uma anomalia no produto, entre imediatamente em contato com a Riken Keiki.

NOTA O ajuste de amplitude requer ferramentas específicas e a preparação de um gás de calibração.
Sempre entre em contato com a Riken Keiki para ajuste de amplitude.
 Os sensores embutidos têm vida útil limitada e devem ser substituídos regularmente.
 Se os sensores não puderem ser calibrados usando o ajuste de amplitude, as leituras não são
restauradas após a calibração do ar, ou se as leituras oscilam, os sensores estarão no fim de sua
vida útil. Entre em contato com a Riken Keiki para a substituição.
- 59 -

Serviço de manutenção
A Riken Keiki fornece serviços relacionados à manutenção regular,
incluindo ajuste de amplitude, assim como outros ajustes e manutenção.
A preparação do gás de calibração requer o uso de ferramentas específicas, tais como cilindros de gás daconcentração especificada e sacos de amostragem de gás.
Nossos engenheiros de serviço certificados têm conhecimento especializado das ferramentas específicas
usadas para esses serviços, assim como experiência em produtos. Aproveite o serviço de manutenção da
Riken Keiki para manter a operação segura do produto.
O serviço de manutenção inclui os seguintes aspectos principais. Entre em contato com a Riken Keiki paramais informações.

<Detalhes principais do serviço de manutenção>Verificação donível da bateria
Verificação dovisor deconcentração
Verificação dofiltroTeste do alarme

Verifica os níveis da bateria
Verifica para confirmar que a leitura de concentração é 0 (ou 20,9% para o medidorde oxigênio) usando um gás zero.
A calibração zero (ajuste zero) é realizada se a leitura não for zero.
Verifica o filtro do pó relativamente à contaminação e ao entupimento.
O filtro é substituído se estiver sujo ou entupido.
Testa o alarme para verificar se os dispositivos de LED do alarme, a buzina e ovibrador operam corretamente.

Ajuste deamplitude

Realiza o ajuste de amplitude usando um gás de calibração.

Verificação doalarme de gás

Verifica o alarme de gás usando um gás de calibração.
 Verificação de alarmes (confirmando a ativação do alarme quando o ponto
de ajuste do alarme é atingido)
 Verificação do tempo de atraso (verificação do tempo de atraso até a
ativação do alarme)
 Verifica a buzina, os LEDs, o vibrador e o visor de concentração. (Verifica aoperação de cada um dos alarmes de três passos.)Limpeza e
reparação do
produto(inspeção
visual)Verificação deoperação do
produtoSubstituição depeças
consumíveis

Verifica se o exterior do produto está sujo e danificado; limpa e repara qualquer áreaproblemática proeminente.
As peças são substituídas se estiverem rachadas ou danificadas.

Opera os botões para verificar as operações e parâmetros da função.

Substitui componentes degradados, tais como sensores e filtros.

- 60 -

7-2. Calibração
O produto pode ser calibrado usando a calibração automática com concentrações de gás predefinidas
além da calibração do ar.
O ajuste de amplitude requer ferramentas específicas e um gás de calibração. Entre em contato com a
Riken Keiki.

CUIDADO Não use um gás mais leve para verificar a sensibilidade do produto. Os componentes no gás maisleve podem degradar o desempenho do sensor.

7-2-1. Preparação para calibração
<Equipamento / materiais necessários>







Gás de calibração
Saco de amostragem de gás
Adaptador de calibração (tipo simples) *A especificação ATEX/IECEx/INMETRO é enviada com essas
peças.

Bomba<Concentrações do gás de calibração recomendadas>
Gás alvo de detecção

Modelo do sensor

Gás de calibração

Concentração do gás decalibração

Gás combustível (HC)NCR-6309

Isobutano (i-C4H10)

50 %LEL(0,9 vol%)Gás combustível (CH4)

NCR-6309

Metano (CH4)

50 %LEL (2,5 vol%)Sulfato de hidrogênio(H2S)

ESR-A1DP ou
ESR-A13i

Sulfato de hidrogênio
(H2S)

25,0 ppm

Oxigênio (O2)ESR-X13P

Oxigênio (O2)
Nitrogênio diluído

12,0%Monóxido de carbono(CO)

ESR-A1DP,ESR-A1CP, ou
ESR-A13P

Monóxido de carbono(CO)

50 ppmHidrogênio (H2)
Monóxido de carbono
ESR-A1CP(CO)
ar diluído* O hidrogênio deve ser calibrado na faixa entre 10 °C e 30 °C.
* O mesmo se aplica ao gás de teste resposta.

500 ppm<Método de fornecimento de gás>
Conecte um adaptador de calibração ao produto, conecte o saco de amostragem de gás conforme
mostrado na figura abaixo para introduzir gás a uma taxa de fluxo de 250 mL / min e aguarde 60
segundos após a leitura aumentar antes de calibrar.
Saco deamostragemde gásBomba

250 mL / min- 61 -AVISOGás de calibração
O gás de calibração é um gás perigoso (por exemplo, gás combustível, gás tóxico, falta deoxigênio). Manuseie o gás e os gabaritos e ferramentas relacionados com o devido cuidado.
Saco de amostragem de gás
Use diferentes sacos de amostragem de gás para cada tipo de gás e concentração para garantir
uma calibração precisa.
Localização para a calibração Não calibre em um espaço confinado.
 Não calibre em locais onde gases como silicone e gases de pulverização são usados.
 Calibre dentro do local a temperaturas normais sem flutuações significativas (dentro de ±5 °C).
Calibração do sensor de monóxido de carbono (ESR-A1CP)
 O sensor de monóxido de carbono com função de correção de interferência de hidrogênio
(ESR-A1CP) deve ser calibrado separadamente para monóxido de carbono e hidrogênio.
 O monóxido de carbono e o hidrogênio usados na calibração devem ser, cada um, um único gás.
A calibração pode ser realizada usando uma mistura de gás, mas o ajuste correto de amplitudenão será alcançado e as leituras de concentração serão imprecisas.
 Se a sensibilidade do hidrogênio não for calibrada, as leituras de monóxido de carbono podem
ser levemente superiores ou inferiores do que as concentrações reais quando medidas em
ambientes onde o hidrogênio também estiver presente.

CUIDADO Se usado ou armazenado por um longo período de tempo em um ambiente seco, a calibração dasensibilidade do gás de hidrogênio pode não ser possível. Se SENSOR DE FALHA for exibido no
momento da calibração de sensibilidade do gás de hidrogênio, umedeça com água, envolva com
um pano levemente espremido, etc., sele com um saco plástico ou filme de filme e umedeça
durante a noite ou mais. No entanto, se a calibração da sensibilidade do gás CO não puder ser
executada, solicite uma substituição do sensor ao seu revendedor ou ao nosso escritório devendas mais próximo.

NOTA Além dos métodos descritos acima, o RP-3R (opção) ou o SDM-3R (opção) também podem ser
usados para calibração.
Para usar o RP-3R (opção), o modo de bomba deve ser configurado para o modo Baixo.

- 62 -

7-2-2. Menu de configuração da calibração
Aqui, você pode executar "Calibração de ar", "Configuração de concentração de calibração para
calibragem automática", "Configuração de cilindro para calibragem automática" e "Calibração automática".

1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “GAS CAL”,
depois pressione o botão MODE.
A tela do menu de calibração é exibida.

2

Pressione o botão AIR para selecionar aconfiguração desejada, depois
pressione o botão MODE.

Item de configuração

Visor LCD

Página de referência

AIR CAL“7-2-3. Calibração do ar” (P. 64)

AUTO CAL“7-2-4. Calibração automática” (P. 65)“7-2-5. Configuração automática do
cilindro de calibração” (P. 67)“
7-2-6. Seleção da concentração do gásde calibração automática” (P. 68)

ESCAPENOTA Quando a configuração estiver concluída, pressione o botão AIR para selecionar “ESCAPE”, depois
pressione o botão MODE. O visor retorna ao menu do modo usuário.

- 63 -

7-2-3. Calibração do ar
AVISO Quando a calibração do ar for realizada no ambiente, verifique o frescor do ar antes de iniciar. A
presença de gases de interferência impossibilitará o ajuste correto para zero e, potencialmente,
resultará em condições perigosas no caso de vazamentos reais de gás.

CUIDADO Faça sempre a calibração do ar em condições de pressão, temperatura e umidade semelhantes às
do ambiente de operação e em ar fresco.
 Aguarde até que a leitura estabilize antes de realizar a calibração do ar.

1

Pressione o botão AIR para selecionar“AIR CAL”, depois pressione o botão
MODE.
A tela de calibração do ar é exibida.

2

Mantenha o botão AIR pressionado.

3

Solte o botão quando “RELEASE” forexibido.
A calibração do ar é executada.

“PASS” é exibido se a calibração do ar for bem
sucedida.

- 64 -

A concentração atual após a calibração do ar é
exibida. O visor retorna à tela do menu de calibração.
“FAIL” é exibido se a calibração não foi bem sucedida.
Aparece “END” e o visor retorna à tela do menu decalibração.

NOTA

 Se a calibração do ar falhar, aparece “FAIL” ao lado da medição para o sensor com defeito
juntamente com “AIR CAL”. Pressione o botão MODE para reinicializar o alarme de falha (falha na
calibração). A calibração do ar não será executada para o sensor com defeito e a concentração serácalculada usando o valor antes da calibração.

 A calibração do ar também pode ser realizada no modo de medição. (P. 25)

7-2-4. Calibração automática
Calibra para cada gás na concentração especificada.

1

Pressione o botão AIR para selecionar“AUTO CAL”, depois pressione o botão
MODE.

2

Selecione o cilindropara calibração,depois pressione obotão MODE.
Para obter informações
sobre as configurações docilindro, consulte “7-2-5.
Configuração automática do
cilindro de calibração” napágina 67.

3

Introduza o gás decalibração, aguarde
60 segundos e,depois, pressione obotão MODE.

A calibração automática é executada.

“PASS” é exibido se a calibração automática for bem
sucedida.
“FAIL” é exibido se a calibração não foi bem sucedida.

- 65 -

A concentração após a calibração automática é
exibida.
Apenas nos modelos Japan Ex, a concentração e ovalor de reserva do sensor após a calibração
automática são exibidos essa ter sido realizada com
sucesso.

4

Pressione o botão MODE.
O visor retorna à tela no Passo 2.
Não é necessário pressionar o botão MODE se FAIL
ou PASS ocorrer para todos.

CUIDADO A calibração do ar deve sempre ser realizada antes da calibração
automática.
 Para modelos com um sensor de gás combustível instalado, a telamostrada à direita pode ser exibida após a calibração automática. Se esta
tela for exibida, alguns gases combustíveis não podem ser convertidos
usando a função de conversão de gás combustível. Para obter
informações sobre os tipos de gases que não podem ser convertidos,
consulte “6-2-2. Seleção de gás de conversão combustível” na página 33.
Se a tela mostrada à direita aparecer, substitua imediatamente o sensorde gás combustível por um novo.

NOTA Certifique-se de executar a calibração do ar antes de executar a calibração AUTO.

- 66 -

7-2-5. Configuração automática do cilindro de calibração
Esta seção descreve como definir grupos de gases (cilindros) para calibração. Cinco cilindros podem serdefinidos de A a E.

1

Pressione o botão AIR para selecionar“AUTO CAL”, depois pressione o botão
MODE.
A tela de calibração automática é exibida.

2

Pressione o botão
AIR.
Pressionar o botão AIR
exibe o tipo de gás e aconcentração para os
cilindros A a E emsequência.

3

Selecione “CYL SEL”, depois pressioneo botão MODE.

4

Pressione o botão AIR.
Pressionar o botão AIR exibe o gás alvo de detecção
em sequência.
Pressionar uma vez o botão AIR exibe “ESCAPE” eretorna o visor à tela no Passo 1.

5

Pressione o botão MODE na tela deseleção do sensor para alterar as
configurações do cilindro.

6

Pressione o botão AIR para selecionar
um cilindro de A a E, depois pressione obotão MODE.
Aparece “END” e o visor retorna ao menu decalibração automática.

- 67 -

7-2-6. Seleção da concentração do gás de calibração
automática
Esta seção descreve como selecionar a concentração do gás de calibração para os sensores individuais.
A concentração do gás de calibração pode ser ajustada em unidades de um dígito dentro da faixa deconfiguração.
<Faixa de configuração da concentração do gás de calibração>Gás alvo de detecção
Gás combustível (HC)
Gás combustível (CH4)
Sulfato de hidrogênio
(H2S)
Oxigênio (O2)
Monóxido de carbono(CO)
Monóxido de carbono (CO)Modelo dosensor
NCR-6309
NCR-6309
ESR-A1DP ou
ESR-A13i
ESR-X13P
ESR-A1DP,ESR-A1CP, ou
ESR-A13P
ESR-A1CP

1% LEL
1% LEL

Limiteinferior
5% LEL
5% LEL

Limitesuperior
75% LEL
75% LEL0,1 ppm

1,0 ppm

200,0 ppm

0,1 vol%

0,0 vol%

18,0 vol%Monóxido decarbono (CO)1 ppm

20 ppm2.000 ppm

Hidrogênio (H2)1 ppm

25 ppm2.000 ppm

Gás de calibração

1 dígito

Isobutano (i-C4H10)
Metano (CH4)
Sulfato dehidrogênio (H2S)
Oxigênio (O2)

* A calibração de CO(-H2) deve ser realizada usando um único gás e não como uma mistura de CO e H2.
* O hidrogênio deve ser calibrado na faixa entre 10 °C e 30 °C.

1Pressione o botão AIR para selecionar“AUTO CAL”, depois pressione o botão
MODE.
A tela de calibração automática é exibida.

2

Pressione o botão
AIR para selecionar“CAL-P”.

3

Pressione o botão MODE.

4

Pressione o botão AIR para selecionar otipo de gás de calibração.
Pressionar o botão AIR exibe o gás alvo de detecção
em sequência.
Pressionar uma vez o botão AIR exibe “ESCAPE” eretorna o visor à tela no Passo 1.

5

Pressione o botão MODE na tela deseleção do sensor para mudar as
concentrações do gás de calibração.

A tela de mudança de concentração de calibração é
exibida.

6

Pressione o botão AIR para selecionar aconcentração de calibração, depois
pressione o botão MODE.
Aparece “END” e o visor retorna ao menu de calibração.
- 68 -

7-3. Teste resposta
O produto inclui uma função para executar um teste resposta (verificação de função).
Um teste resposta pode ser executado para tipos de gás selecionados dos cilindros A a E. Prepare um gás
de teste resposta da mesma maneira que para o gás de calibração (P. 61).

1

Pressione o botão AIR no menu do modo
usuário para selecionar “BUMP”, depois
pressione o botão MODE.
A tela do teste resposta é exibida.

2

Pressione o botão AIR
para selecionar ocilindro para o teste
resposta, depois
pressione o botão
MODE.
Introduza o gás para o teste
resposta.
O teste resposta é executado.

Se a calibração estiver especificada para ser
executada após um teste resposta falhar, a calibração
será executada automaticamente se o teste resposta
falhar.
Após o teste resposta e a calibração estarem
concluídos, os resultados do teste resposta (àesquerda) e os resultados da calibração (à direita) são
exibidos juntos com as leituras no teste resposta e
após a calibração.

“P”: Passou, “F”: Falhou

3(Somente aqueles
calibrados são exibidos.)

Pressione o botão MODE.
Aparece “END” e o visor retorna ao menu do modo
usuário.
Confirme se os testes resposta (e calibração) foram
executados corretamente para todos os gases e se“P” (passou) é exibido antes de ser usado.

CUIDADO Para modelos com um sensor de gás combustível instalado, a telamostrada à direita pode ser exibida se a calibração for executada após
uma falha no teste resposta. Se esta tela for exibida, alguns gases
combustíveis não podem ser convertidos usando a função de conversão
de gás combustível. Para informações sobre os tipos de gases que não
podem ser convertidos, consulte “6-2-2. Seleção de gás de conversão
combustível”. Se a tela mostrada à direita for exibida, substitua
imediatamente o sensor de gás combustível por um novo.

- 69 -

7-4. Instruções de limpeza
Limpe o produto se ficar excessivamente sujo. Certifique-se de desligar a alimentação antes de limpá-lo elimpe-o com um trapo ou pano úmido e bem espremido. Não limpe com água, solventes orgânicos ou
produtos de limpeza disponíveis no mercado para limpeza, pois podem causar mau funcionamento do
produto.

CUIDADO Ao limpar o produto, não salpique água nem use solventes orgânicos, tais como álcool e benzina,
ou produtos de limpeza disponíveis comercialmente. Estes podem descolorir ou danificar a
superfície do produto ou causar mau funcionamento dos sensores.

NOTA A água pode permanecer na abertura ou ranhuras do som da buzina após o produto ter sido
molhado. Remova qualquer umidade da seguinte forma:① Limpe cuidadosamente a umidade do produto usando uma toalha ou pano seco.
② Segure o produto com firmeza e agite-o cerca de dez vezes com a abertura do som da buzina
virada para baixo.
③ Limpe a umidade que sai do interior usando uma toalha ou pano.
④ Coloque o produto em uma toalha ou pano seco e deixe-o em repouso à temperatura ambiente.

- 70 -

7-5. Substituição de peças
7-5-1. Peças de substituição periódica
As peças consumíveis do produto são listadas abaixo. As peças consumíveis devem ser substituídas
usando os intervalos de substituição recomendados como uma orientação.

<Lista de peças de substituição recomendadas>
Nome
Sensor de gás
combustível (NCR-6309)
Sensor de O2(ESR-X13P)
Sensor de CO/H2S(ESR-A1DP)
Sensor de CO(ESR-A13P)
Sensor de CO(ESR-A1CP)
Sensor de H2S(ESR-A13i)
Filtro do póIntervalo deverificação
recomendado

Intervalo de
substituição
recomendado

Quantidade(itens por
unidade)6 meses

3 anos1*

6 meses

3 anos1*

6 meses

3 anos1*

6 meses

3 anos1*

6 meses

3 anos1*

6 meses

3 anos1*

Antes e após ouso

6 meses ou
quandocontaminado

1

Nº peça: 4777 9343 10
Conjunto de 10

Filtro de remoção de
gás de interferência

3 meses

6 meses1

Filtro de remoção de
gás de interferência

3 meses

6 meses1

Filtro de remoção de
gás de interferência

3 meses

6 meses1

Filtro de remoção de
gás de interferência

3 meses

6 meses1

Vedantes de borracha-

3 a 6 anos

1 conjunto

Observações

Para sensor de gás combustível(NCR-6309)
Nº peça: 4777 9315 90
Conjunto de 5
Para o sensor de CO/H2S(ESR-A1DP)
Nº peça: 4777 9314 10
Conjunto de 5
Para sensor de CO(ESR-A1CP, ESR-A13P)
Nº peça: 4777 9316 60
Conjunto de 5
Para sensor de H2S (ESR-A13i)
Nº peça: 4777 9317 30
Conjunto de 5*

Aprox. 500
ciclos de carga /1*
descarga* Após a substituição, é necessária uma verificação funcional por um engenheiro de serviço qualificado.
Para garantir a segurança e a operação estável do produto, solicite uma verificação por um engenheiro deserviço qualificado. Entre em contato com a Riken Keiki para solicitar a verificação.
Modelo-NOTA Os intervalos de substituição acima são apenas orientativos. Os intervalos de substituição podem
variar dependendo das condições reais de operação. Esses intervalos não constituem períodos degarantia. Os intervalos de substituição podem variar dependendo dos resultados da manutenção
regular.

- 71 -

7-5-2. Substituição do filtro
O filtro do pó e os filtros de remoção de gás de interferência são consumíveis. Verifique a extensão dacontaminação e substitua-os regularmente.

<Procedimento de substituição do filtro do pó>
1

2

Solte os dois parafusos na parte inferior
da unidade principal e solte as duas
abas.
Retire a tampa do sensor e substitua ofiltro do pó por um novo.
Certifique-se de que o filtro não se sobrepõe à parteconvexa na circunferência externa do vedante deborracha aqui.

3

Recoloque a tampa do sensor epressione até que as duas abasencaixem no sítio.

4

Aperte os parafusos para fixar a tampa
do sensor.

- 72 -

Parafusos
Tampa dosensor
Filtro do pó
Vedante deborracha

Abas

AVISO Instale o filtro do pó corretamente. O desempenho do produto não pode ser garantido se estiver
desalinhado.
 Substitua o filtro a cada seis meses. Substitua o filtro sempre que este ficar contaminado, mesmo
que seja menos de seis meses.
 Ao substituir o filtro do pó ou os filtros do sensor, siga o procedimento descrito em “Substituição dofiltro”, aperte os parafusos firmemente e certifique-se de que as duas abas na tampa do sensor
estejam firmemente encaixadas. Se os parafusos estiverem soltos ou as abas da tampa do sensor
não estiverem seguras, poderão entrar materiais estranhos no produto. Também podem entrar
materiais estranhos se mesmo partículas minúsculas estiverem presas entre as superfícies decontato.
 Não danifique o vedante de borracha.
 Para manter o desempenho, recomendamos a substituição de todos os vedantes de borracha acada três a seis anos, independentemente do estado.
 Certifique-se de usar somente filtros do pó e filtros de remoção de gás de interferência
especificamente projetados para uso com o produto (GX-3R). O uso de peças não aprovadas podeafetar adversamente o desempenho da detecção de gás e permitir que entre água no produto.

<Substituição do filtro de remoção de gás de interferência>
1

2

3Solte os dois parafusos na
parte inferior da unidade
principal e solte as duasabas.
Remova a tampa dosensor, o filtro do pó, ovedante de borracha e os
filtros de remoção de gás
de interferência, emsequência, e substitua os
filtros de remoção de gás
de interferência.

Parafusos
Tampa do sensor

Filtro do pó
Vedante deborracha
Filtro de remoção
de gás deinterferência

Recoloque o vedante deborracha em sua posição
original.

4Monte o filtro do pó.

5

Recoloque a tampa dosensor e pressione atéque as duas abasencaixem no sítio.

6

Aperte os parafusos para
fixar a tampa do sensor.

Certifique-se de que o filtro não sesobrepõe à parte convexa na
circunferência externa do vedantede borracha aqui.

- 73 -

Abas

FiltroSensorTampa dosensorSensorSensorAVISO Instale os filtros individuais de remoção de gás de interferência corretamente. Se estiverem
desalinhados, o gás pode vazar, impedindo a detecção correta.
 Instale o filtro do pó corretamente. O desempenho do produto não pode ser garantido se estiver
desalinhado.
 Substitua o filtro a cada seis meses. Substitua o filtro sempre que este ficar contaminado, mesmo
que seja menos de seis meses.
 Ao substituir o filtro do pó ou os filtros individuais de remoção de gás de interferência, siga oprocedimento descrito em “Substituição do filtro de remoção de gás de interferência”, aperte os
parafusos firmemente e certifique-se de que as duas abas na tampa do sensor estejam
seguramente encaixadas. Se os parafusos estiverem soltos ou as abas da tampa do sensor não
estiverem seguras, poderão entrar materiais estranhos no produto. Também podem entrar
materiais estranhos se mesmo partículas minúsculas estiverem presas entre as superfícies decontato.
 Não danifique o vedante de borracha.
 Para manter o desempenho, recomendamos a substituição de todos os vedantes de borracha acada três a seis anos, independentemente do estado.
 Certifique-se de usar somente filtros do pó e filtros de remoção de gás de interferência
especificamente projetados para uso com o produto (GX-3R). O uso de peças não aprovadas podeafetar adversamente o desempenho da detecção de gás e permitir que entre água no produto.
 Use somente o filtro de remoção de gás de interferência específico para cada sensor. Caso
contrário, o gás pode não ser detectado corretamente.

- 74 -

8
8

Armazenagem e Descarte

8-1. Procedimentos para armazenamento ou quandonão for usado por períodos prolongados
O produto deve ser armazenado no seguinte ambiente:・ Em um local escuro a temperatura e umidade normais, longe da luz solar direta.
・ Em um local livre de gases, solventes e vapores.
Armazene o produto em sua caixa de remessa, se essa tiver sido guardada.
Se a caixa de remessa não estiver disponível, armazene longe de pó e sujeira.

NOTA Se o produto não for usado por longos períodos, recomendamos armazenar após a bateria estar
descarregada até o ícone de nível da bateria mostrar uma barra. Armazenar enquanto estiver
totalmente carregado pode reduzir a vida útil da bateria e acelerar a deterioração da mesma.

8-2. Procedimentos para uso após o armazenamento
Realize a calibração se o produto for usado novamente após um período em armazenamento.

CUIDADO Entre em contato com a Riken Keiki para solicitar reajuste e calibração de gás.
 Se houver uma diferença de temperatura de 15 °C ou mais entre os locais de armazenamento euso, ligue a alimentação e deixe o produto em repouso cerca de 10 minutos em um ambiente
semelhante ao local de uso para aclimatizar antes de executar a calibração de ar em ar fresco.

- 75 -

8-3. Descarte do produto
Descarte o produto como resíduo industrial (incombustível) de acordo com os regulamentos locais.

AVISO
 Nunca tente desmontar sensores do tipo eletroquímico, pois contêm eletrólito. O eletrólito podecausar inflamação se entrar em contato com a pele e pode causar cegueira se entrar em contato
com os olhos. O eletrólito pode descolorir ou decompor a roupa se entrar em contato com amesma.
Se ocorrer contato, lave imediatamente a área com muita água. Descarte as baterias de acordo
com os procedimentos especificados pelas autoridades locais.

<Descarte nos Estados-Membros da UE>
Ao descartar o produto em um Estado-Membro da UE, separe a bateria conforme especificado.
A bateria removida da bateria de íons de lítio deve ser manuseada de acordo com os sistemas de triagem
e coleta ou reciclagem estipulados pelos regulamentos dos Estados-Membros da UE.

NOTA
Símbolo do contentor de lixo barrado por uma cruz
 Este pictograma está afixado em produtos que contenham baterias que seenquadram na Diretiva 2006/66/CE relativa a baterias. Essas bateriasprecisam ser eliminadas conforme especificado pela última diretiva. Este
pictograma indica que as baterias precisam ser separadas do lixo comum eeliminadas adequadamente.

- 76 -

9
9.

Resolução de problemas

Este capítulo de resolução de problemas não cobre todas as causas de possíveis mau funcionamentos do
produto. Fornece breves explicações para ajudar a determinar as causas de problemas comuns.
Se encontrar sintomas não abordados aqui ou se os problemas persistirem mesmo depois de tomar umaação corretiva, entre em contato com a Riken Keiki.

9-1. Anomalias do produto
Sintomas<Visor da tela>

Causa

Ação
Carregue a bateria em um local seguro atemperaturas ambiente entre 0 °C e +40 °C.

A bateria está esgotada.
A alimentação não
pode ser ligada.

Operação anormal
Indicação de alarmede baixa tensão dabateria<FAIL BATTERY>
A alimentação
desliga
imediatamente
quando é ligada.
<TURN OFF>A calibração do arnão é possível.
<FAIL SENSOR>

O teste respostanão é possível.

O botão POWER foipressionado por um tempo
muito curto ou muito longo.
Distúrbios causados por
ruído súbito de eletricidade
estática, etc.

Para a alimentação, pressione o botão POWER
até a buzina soar e solte o botão.
Desligue a alimentação uma vez e, depois,
ligue-a novamente.

Os níveis da bateria estão
baixos.

Desligue a alimentação e carregue a bateria em
um local seguro a temperaturas ambiente entre
0 °C e +40 °C.

Os níveis da bateria estão
baixos.

Desligue a alimentação e carregue a bateria em
um local seguro a temperaturas entre 0 °C e
+40 °C.

O produto não está rodeado
de ar fresco.

Forneça ar fresco.

A sensibilidade do sensor
degradou-se.

Entre em contato com a Riken Keiki para solicitar
a substituição do sensor.

A configuração daconcentração do gás deteste resposta difere daconcentração do gás deteste resposta fornecido.

Verifique para confirmar se a configuração daconcentração do gás de teste resposta
corresponde à concentração do gás de teste
resposta fornecido.

A sensibilidade do sensor
degradou-se.

Entre em contato com a Riken Keiki para solicitar
a substituição do sensor.

- 77 -

O ajuste deamplitude não é
possível.
<FAIL SENSOR>

A configuração daconcentração do gás decalibração difere daconcentração do gás decalibração fornecido.
Indicação decrescente por
secagem(Apenas para ESR-A1CPH2)
A sensibilidade do sensor
degradou-se.

Sintomas<Visor da tela>

Causa

Ação
Entre em contato com a Riken Keiki para solicitar
a substituição do sensor.
(Se “FAIL” aparecer em vez de um valor medido
quando a alimentação é ligada, pressione o botão
MODE para reinicializar o alarme. Os sensoresde gás, que não o sensor com defeito, ainda
podem ser usados.)

A sensibilidade do sensor
degradou-se.

Anomalia dosistema<FAIL SYSTEM>

Ocorreu uma anomalia do
circuito na unidade principal.

Erro nº 000

Anomalia da ROM interna

Erro nº 010

Anomalia da RAM interna

Erro nº 021

Anomalia da FRAM interna

Erro nº 031

Anomalia FLASH

Erro nº 081

Anomalia PCB

Erro nº 082

Anomalia do sensor datemperaturaNão é possível
acessar o modo
usuário.
O LED de carga
pisca
alternadamente em
verde e laranja.

Molhar em água e embrulhe com um panolevemente espremido, selar com um saco
plástico, etc, e umedecer durante a noite ou mais.
Entre em contato com a Riken Keiki para solicitar
a substituição do sensor.

Uma anomalia dosensor é indicada
no modo demedição.
<FAIL SENSOR>

Anomalia do relógio<FAIL CLOCK>

Verifique para confirmar se a configuração daconcentração do gás de calibração corresponde àconcentração do gás fornecido.

Entre em contato com a Riken Keiki para a
reparação.

Anomalia do relógio interno

Defina a data e a hora. (P. 56)
Se esse sintoma ocorrer com frequência, o relógio
interno pode estar com defeito e deve sersubstituído. Entre em contato com a Riken Keiki.

Esqueceu a senha do modo
usuário.

Entre em contato com a Riken Keiki.

A temperatura está fora da
faixa de temperatura decarga permitida.

Carregue a temperaturas ambientes entre 0 °C e
+40 °C.

- 78 -

9-2. Leitura de anomalias
Sintomas<Visor da tela>A leitura sobe (oudesce) e
permanece
inalterada.

Causa

Ação

Desvio do sensor

Execute a calibração do ar.
É difícil eliminar completamente os efeitos dos
gases de interferência. Entre em contato com a
Riken Keiki para obter informações sobre
contramedidas, tais como filtros de remoção de
gás de interferência.
Pode ser um vazamento muito pequeno(vazamento lento) do gás alvo de detecção.
Deixar isso sem resolução pode levar a situações
perigosas. Tome a mesma ação que para alarmesde gás.

Presença de gases deinterferência

Vazamento lento

Flutuações ambientais

Um alarme de gás éacionado mesmonão havendo
problema noambiente demedição.

Resposta lenta

Execute a calibração do ar.
É difícil eliminar completamente os efeitos dos
gases de interferência. Entre em contato com a
Riken Keiki para obter informações sobre
contramedidas, tais como filtros de remoção de
gás de interferência.
Desligue a alimentação uma vez e, depois,
ligue-a novamente (reiniciar). Se ocorrerem com
frequência sintomas semelhantes, tome as
medidas adequadas para lidar com a fonte deruído.

Presença de gases deinterferência

Efeitos do ruído

Filtro do pó entupido

Substitua o filtro do pó.

A sensibilidade do sensor
degradou-se.

Entre em contato com a Riken Keiki para solicitar
a substituição do sensor.

- 79 -

10
10

Especificações do Produto

10-1. Lista de especificações
<Especificações comuns>
Visor de concentração

LCD digital (7 segmentos + 14 segmentos + ícones)Método de detecção

Tipo de difusão

VisoresRelógio, nível da bateria, estado da operação

Volume alarme

Aprox. 95 dB (valor médio a 30 cm)

Indicação doalarme de gás

Lâmpada piscando, som da buzina de modulação contínuo, visor deconcentração de gás piscando, vibração

Padrão do alarmede gásAutorretentivo

Alarme de falha /
autodiagnóstico

Anomalia do sistema, anomalia do sensor, descida de tensão da bateria, falha na
calibração

Indicação doalarme de falha

Lâmpada piscando, buzina intermitente soando, exibição de detalhesPadrão do alarmede falha

Autorretentivo

Especificações detransmissão

IrDA (para registrador de dados)

Alimentação

Bateria de íons de lítio

Tempo deoperação contínua

Aprox. 40 horas (modo de bateria de vida longa LIGADO, 25 °C, sem alarme,
sem iluminação)Aprox. 25 horas (modo de bateria de vida longa DESLIGADO, 25 °C, sem
alarme, sem iluminação)Faixa de temperaturade operação

Ambiente de uso temporário: -40 °C to +60 °C (sem alterações súbitas)
Ambiente de uso contínuo:-20 °C a +50 °C (sem alterações súbitas)

Faixa de umidade
de operação

Ambiente de uso temporário: 0% HR a 95% HR (sem condensação)Ambiente de uso contínuo:10% HR a 90% HR (sem condensação)Faixa de pressão
de operação

80 kPa a 120 kPa (80 kPa a 110 kPa para alcance contra explosão)Construção
Construção contra
explosão:Classe à prova deexplosão

Construção à prova de pó e respingos equivalente a IP66/68 (2 m, 1 h);resistente a quedas até 7 m
ATEX/IECEx/INMETRO:
Construção contra explosão intrinsecamente segura e invólucros à prova de fogo
Modelos Japan Ex: Construção contra explosão intrinsecamente segura
ATEX
Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga (com sensor de gás combustível NCR-6309)
Ex ia I Ma , Ex ia IIC T4 Ga (sem sensor de gás combustível NCR-6309)
IECEx
I M1 Ex da ia I Ma / II 1 G Ex da ia IIC T4 Ga (com sensor de gás combustível NCR-6309)
I M1 Ex ia I Ma , II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (sem sensor de gás combustível NCR-6309)- 80 -

Classe à prova deexplosão

INMETROEx da ia IIC T4 Ga ou/or Ex ia IIC T4 Ga
Ex da ia I Ma ou/or Ex ia I Ma
Modelos Japan Ex
Ex ia IIC T4 Ga

Dimensões
externas

Aprox. 58 mm (L) × 65 mm (A) × 26 mm (P) (excluindo projeções)Peso

Aproximadamente 100 g<Especificações individuais do sensor>
Item

Gás alvo dedetecção

Faixa de detecção
1 dígito
Ponto de ajuste do
alarme(Especificações japonesas)

Ponto de ajuste do
alarme(Especificações deexportação)Princípio de detecção
Efeitos de interferência

Item

Gás alvo dedetecção

Faixa de medição
(Especificações japonesas)

Faixa de serviço(Especificações japonesas)

Faixa de medição
(Especificações deexportação)Faixa de serviço(Especificações deexportação)1 dígito

Ponto de ajuste do
alarme(Especificações japonesas)

Ponto de ajuste do
alarme(Especificações deexportação)Gás combustível
Metano (CH4) ou isobutano (i-C4H10)
0 a 100% LEL
1% LEL
1º alarme: 10% LEL
2º alarme: 50% LEL
3º alarme: 50% LEL
Alarme OVER: 100% LEL
1º alarme: 10% LEL
2º alarme: 25% LEL
3º alarme: 50% LEL
Alarme OVER: 100% LEL
Tipo de combustão catalítica
A calibração é recomendada usando o gás alvo de detecção, pois oproduto é reativo à maioria dos gases combustíveis.

Oxigênio (O2)

Monóxido de carbono(CO)

Sulfato de hidrogênio
(H2S)

0 a 25,0%

0 a 500 ppm

0 a 30,0 ppm

25,1 a 40,0%

501 a 2.000 ppm

30,1 a 200,0 ppm

0 a 25,0%

0 a 500 ppm

0 a 100,0 ppm

25,1 a 40,0%

501 a 2.000 ppm

100,1 a 200,0 ppm

0,1%

1 ppm
1st: 25 ppm
2nd: 50 ppm
3rd: 50ppm
Alarme TWA: 25 ppm
Alarme STEL: 200 ppm
Alarme OVER:
2000ppm
1st: 25 ppm
2nd: 50 ppm
3rd: 1200 ppm
Alarme TWA: 25 ppm
Alarme STEL: 200 ppm
Alarme OVER: 2000
ppm
Tipo eletroquímico

0,1 ppm
1st: 1,0 ppm
2nd: 10,0 ppm
3rd: 10,0 ppm
Alarme TWA: 1,0 ppm
Alarme STEL: 5,0 ppm
Alarme OVER: 200,0ppm
1st: 5,0 ppm
2nd: 30,0 ppm
3rd: 100,0 ppm
Alarme TWA: 1,0 ppm
Alarme STEL: 5,0 ppm
Alarme OVER:
200,0ppm

L: 18,0%
LL: 18,0%
H: 25,0%
Alarme OVER: 40,0%

L: 19,5%
LL: 18,0%
H: 23,5%
Alarme OVER: 40,0%

Princípio de detecção

- 81 -

10-2. Lista de acessórios
Acessórios padrão (Especificações japonesas)
Nome da peçaNº peça
Alça de mão0888 0605 90
Fivela do cinto (com parafuso de fixação) 4777 9202 40
Tampa de proteção de borracha
4777 4161 10
Adaptador AC
2594 0898 30
Acessórios padrão (Especificações de exportação)Nome da peça
Alça de mão
Clipes de jacaré ultrafino (com parafuso de fixação)Tampa de proteção de borracha
Adaptador AC
EU PLUG<Itens opcionais (vendidos separadamente)>
Nome da peçaFivela do cinto (com parafuso de fixação)Clipe de jacaré ultrafino (com parafuso de fixação)Conjunto do cinto (com fixação e parafuso de fixação)Conjunto do filtro (para ESR-A1DP) Conjunto de 5
Conjunto do filtro (para NCR-6309) Conjunto de 5
Conjunto do filtro (para ESR-A1CP, ESR-A13P) Conjunto de 5
Conjunto do filtro (para ESR-A13i) Conjunto de 5
Conjunto de 10 folhas de filtro do pó
Conjunto de 5 folhas de película protetora
Estojo em couro
Estojo resistente ao calor (não à prova de explosão)Kit de sucção manual (com vara de amostragem)
Kit de sucção manual (com flutuador)
Kit de sucção manual (com tubo médio de 30 m)
Ficha AU
Ficha UE
Ficha RU
Adaptador de calibração (tipo simples)
Adaptador de calibração
BC-3R
Fixação de montagem na parede da base de carregamento
Adaptador CA de cinco unidades (22.5cm)*
Adaptador CA de cinco unidades (60cm)*
Adaptador CA de cinco unidades (120cm)*
Programa de Gerenciamento de Registrador de Dados (SW-GX-3R(EX))*sem Adaptador AC- 82 -

Número da peça
0888 0605 90
4777 920310
4777 4161 102594 0898 30
2594 0933 60
4777 9369 30
Nº peça
4777 9202 40
4777 9203 104777 9293 30
4777 9314 104777 9315 904777 9316 60
4777 9317 304777 9343 104777 9296 50
4777 4257 00
4777 4259 40
4777 9302 80
4777 9304 20
4777 9305 00
2594 0932 90
2594 0933 60
2594 0934 30
4777 9369 30
4777 9311 00
BC-3R 00
4777 4337 50
4777 9329 704777 9319 80
4777 9333 20
9811 871111ApêndiceFunção de registrador de dados
O produto está equipado com uma função de registrador de dados que registra os resultados de medições
e eventos, tais como alarmes de gás, alarmes de falha e calibração.

NOTA

 O programa de gerenciamento de registrador de dados (vendido separadamente) é necessário paraverificar os dados gravados usando a função de registrador de dados. Entre em contato com a Riken
Keiki para mais informações.

O registrador de dados fornece as cinco funções seguintes:(1) Tendência de intervalo

Registra as alterações na concentração medida desde quando a alimentação é ligada até que seja desligada.
Para gases combustíveis, monóxido de carbono e sulfato de hidrogênio, o valor médio, o valor de pico e otempo de detecção do valor de pico são registrados; para o oxigênio, o valor médio, o valor mínimo, otempo de detecção do valor mínimo, o valor máximo e o tempo de detecção do valor máximo são
registrados.
Registra os dados para os 3.600 itens mais recentes.
Se o número de itens exceder 3.600, os dados mais antigos serão substituídos pelos dados mais recentes.
Se a sobreposição estiver desativada, a gravação será interrompida quando 3.600 itens forem excedidos.
Se forem gravados 3.600 itens para uma única medição, os dados mais antigos não serão substituídos e agravação será interrompida mesmo se a sobreposição estiver ativada.
* No entanto, se o tempo máximo de gravação for excedido, os dados mais antigos serão apagados antes
de atingir os 3.600.
Os tempos máximos de gravação correspondentes a diferentes intervalos são os seguintes:
Intervalo
Tempo máximo
de gravação

10 segundos

20 segundos

30 segundos

1 minuto

3 minutos

5 minutos

10 minutos

10 horas

20 horas

30 horas

60 horas

180 horas

300 horas

600 horas* O intervalo padrão é de 5 minutos.
O intervalo pode ser definido usando o Programa de Gerenciamento de Registrador de Dados (vendido
separadamente).

(2) Tendência de alarme

Quando um alarme é disparado, esta função registra as mudanças na concentração medida por 30
minutos antes e depois do alarme ocorrer (uma hora no total).
A tendência do alarme registra valores PEAK (valores mínimos para oxigênio) em períodos de 5 segundos
em intervalos de 5 segundos.
Registra os dados para os oito itens mais recentes.
Se o número de itens exceder oito, os dados mais antigos serão substituídos pelos dados mais recentes.

(3) Evento de alarme

Registra as ocorrências do alarme como eventos.
Essa função registra a hora em que o alarme foi acionado, o gás alvo de medição e o tipo de evento de alarme.
Registra os 100 eventos mais recentes.
Se o número de eventos exceder 100, os dados mais antigos serão substituídos pelos dados mais
recentes.
- 83 -

(4) Evento de problema
Registra as ocorrências do alarme de falha como eventos.
Essa função registra a hora em que o alarme de falha foi acionado, o gás alvo de medição, as informações
do dispositivo e o tipo de evento do problema.
Registra os 100 eventos mais recentes.
Se o número de eventos exceder 100, os dados mais antigos serão substituídos pelos dados mais
recentes.

(5) Histórico da calibração
Registra os dados quando a calibração é executada.
Essa função registra o tempo de calibração, os valores de concentração antes e depois da calibração e os
erros de calibração.
Registra os dados para as 100 calibrações mais recentes.
Se o número de calibrações exceder 100, os dados mais antigos serão substituídos pelos dados mais
recentes.

NOTA O modo de comunicação inicia automaticamente se a porta de comunicação de infravermelhos do
produto estiver posicionada onde a comunicação IrDA está disponível enquanto a data e a hora ou opadrão de nível de bateria / alarme de gás são exibidos após a alimentação ser ligada. Também
pode entrar no modo de comunicação pressionando os botões AIR e POWER ao mesmo tempo
com a porta de comunicação de infravermelhos do produto, posicionada onde a comunicação IrDA
está disponível.
 Um alarme de falha será acionado se nenhuma conexão de comunicação puder ser confirmada por
uma duração predefinida no modo de comunicação. Se isso ocorrer, repita a conexão decomunicação ou desligue a alimentação do produto.

- 84 -

100% LEL = lista de conversão ppm
A tabela a seguir mostra a conversão padrão para 100% LEL e ppm:
PadrãoIEC

ISO

MetanoCH450.000 ppm

44.000 ppm

44.000 ppm

Isobutanoi-C4H1018.000 ppm

13.000 ppm

15.000 ppm

Hidrogênio

H2

40.000 ppm

40.000 ppm

40.000 ppm

Metanol

CH3OH

55.000 ppm

60.000 ppm

60.000 ppm

Acetileno

C2H2

15.000 ppm

23000 ppm

23000 ppm

EtilenoC2H4

27.000 ppm

23.000 ppm

24.000 ppm

Etano

C2H6

30.000 ppm

24.000 ppm

24.000 ppm

EtanolC2H5OH

33.000 ppm

31.000 ppm

31.000 ppm

Propileno

C3H6

20.000 ppm

20.000 ppm

18.000 ppm

Acetona

C3H6O

21.500 ppm

25.000 ppm

25.000 ppm

PropanoC3H8

20.000 ppm

17.000 ppm

17.000 ppm

Butadieno

C4H6

11.000 ppm

14.000 ppm

14.000 ppm

Ciclopentano

C5H10

14.000 ppm

14.000 ppm

14.000 ppm

BenzenoC6H6

12.000 ppm

12.000 ppm

12.000 ppm

N-hexanon-C6H1412.000 ppm

10.000 ppm

10.000 ppm

ToluenoC7H8

12.000 ppm

10.000 ppm

10.000 ppm

N-heptanon-C7H16

11.000 ppm

8.500 ppm

8.000 ppm

XilenoC8H10

10.000 ppm

10.000 ppm

10.000 ppm

N-nonano

n-C9H20

7.000 ppm

7.000 ppm

7.000 ppm

Acetato de etilo

EtAc

21.000 ppm

20.000 ppm

20.000 ppm

Álcool isopropílico

IPA

20.000 ppm

20.000 ppm

20.000 ppm

Metiletilcetona

MEK

18.000 ppm

15.000 ppm

15.000 ppm

Metacrilato de metilo

MMA

17.000 ppm

17.000 ppm

17.000 ppm

Éter dimetílico

DME

30.000 ppm

27.000 ppm

27.000 ppm

Metilisobutilcetona

MIBK

12.000 ppm

12.000 ppm

12.000 ppm

Tetraidrofurano

THF

20.000 ppm

15.000 ppm

15.000 ppm- 85 -

Garantia Limitada e Limitação de Responsabilidade
A RIKEN KEIKI CO., LTD. (RIKEN) garante que o produto está livre de defeitos de material e de fabrico em
condições normais de utilização e manutenção durante um período de três anos, a contar da data de envio
para o comprador. Esta garantia aplica-se apenas à venda de produtos novos e não utilizados ao comprador
original. A obrigação de garantia da RIKEN está limitada, por critério da RIKEN, à reparação ou substituição
de um produto com defeito devolvido a um Centro de controlo de qualidade da RIKEN KEIKI localizado noJapão dentro do período de garantia. A responsabilidade da RIKEN não excederá, em caso algum, o preçode aquisição efetivamente pago pelo comprador pelo Produto.
Esta garantia não inclui:a) fusíveis, pilhas descartáveis ou a substituição de rotina de peças devido ao desgaste normal resultanteda utilização do produto;b) qualquer produto que, na opinião da RIKEN, tenha sido incorretamente utilizado, alterado, negligenciado
ou danificado por acidente ou em condições anormais de funcionamento, manuseamento ou utilização;c) qualquer dano ou defeito atribuível ao facto de o produto ter sido reparado por qualquer pessoa que nãoseja um revendedor autorizado, ou à instalação de peças não aprovadas no produto; ou
As obrigações estabelecidas nesta garantia estão condicionadas:a) ao armazenamento, à instalação, à calibragem, à utilização e à manutenção adequados e ao
cumprimento das instruções do manual do produto e de quaisquer outras recomendações aplicáveis da
RIKEN;b) à rápida notificação pelo comprador à RIKEN sobre qualquer defeito e, se necessário, à imediata
disponibilização do produto para reparação. Nenhum bem será devolvido à RIKEN até o comprador ter
recebido as instruções de envio da RIKEN; ec) ao direito de a RIKEN exigir que o comprador apresente um comprovativo de aquisição, como a fatura
original, a nota fiscal ou o recibo de entrega, para certificar que o produto está dentro do período de garantia.
O COMPRADOR CONCORDA QUE ESTA GARANTIA É O SEU ÚNICO E EXCLUSIVO RECURSO E
SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE
LIMITANDO A, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM
DETERMINADO FIM. A RIKEN NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO ESPECIAL,INDIRETO, INCIDENTAL OU BASEADO NO CONTRATO, ATO ILÍCITO OU CONFIANÇA OU QUALQUER
OUTRA TEORIA.
Uma vez que alguns países ou estados não permitem limitações quanto à duração de uma garantia implícita,
ou a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequenciais, as limitações e exclusões desta garantia
podem não se aplicar a todos os compradores. Se qualquer disposição desta garantia for considerada
inválida ou inexequível por um tribunal de jurisdição competente, essa decisão não afetará a validade ou
aplicabilidade de qualquer outra disposição.
Contactar a RIKEN KEIKI
Envie-nos um e-mail para: intdept@rikenkeiki.co.jp
Visite o sítio Web da RIKEN KEIKI em: https://www.rikenkeiki.com/
JAPÃO: +81-3-3966-1113- 86 -

Histórico de revisão
NúmeroRevisão

Data deemissão

0Primeira edição

2019/3/26

1

Word addition, word correction

2019/4/11

2

Correção de palavra

2019/5/8

3Declaração de conformidade

2019/11/26

4

Word correction, Declaração de conformidade

2020/4/1

5

Alterar alarme MOVER

2020/5/19

6
7
8
9
10
11

Informação de Segurança sobre especificações ATEX/IECEx
Declaração de conformidade
Informação de Segurança sobre especificações ATEX/IECEx
Declaração de conformidade
1-4：INMETRO Postscript, Declaração de conformidade
4-1 Nota adicionada, 6-2-2-2 Lista de leitura adicionada, 6-4-4 Seleção da datade expiração da bomba alterada, 6-4-5 Ajuste do limite inferior do ponto dealarme alterado, Nota adicionada.
1-4 Marcação UKCA adicionada, 2-4 padrões aplicáveis adicionados, UKCA
DoC adicionado
Declaração de conformidade UKEX e UKCA suprimidos，DoC atualizado，
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE UTILIZAÇÃO adicionado- 87 -

2020/8/1
2020/8/21
2021/11/9
2022/3/15
2023/9/11
2024/5/31

Declaração de conformidade- 88 -

- 89 -

Visão geral
O GX-3R pode medir até 4 gases usando 3 sensores.
O GX-3R Pro pode medir até 5 gases usando 4 sensores.
Tanto o GX-3R quanto o GX-3R Pro medem os gases combustíveis (LEL), oxigênio (O2), sulfato dehidrogênio (H2S) e monóxido de carbono (CO).
O GX-3R Pro também pode medir gases tóxicos, incluindo dióxidos de carbono e enxofre (CO2 e SO2).
Ambos os modelos exibem resultados de medição em um LCD e emitem alarmes de gás (via LED e buzina),
conforme necessário. Os modelos também transmitem sem fio os resultados de medição para um receptor
usando Bluetooth.
A amostragem de gás é por difusão. Os modelos não possuem bombas de sucção internas.

AlimentaçõesO GX-3R consome energia de uma bateria recarregável de íons de lítio integrada que não é substituível pelo
usuário.
A GX-3R Pro consome energia de uma bateria de íons de lítio (BUL-3R) ou de uma bateria alcalina(BUD-3R), ambas com componentes integrais para manter a segurança intrínseca. Essas unidades debateria podem ser substituídas pelo usuário em áreas não perigosas.
A célula da bateria de íons de lítio é a mesma para a GX-3R e a GX-3R Pro.
Um adaptador CA específico é usado para recarregar a bateria de íons de lítio.

Especificação de segurança
Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga (com sensor de gás combustível NCR-6309)
Ex ia I Ma , Ex ia IIC T4 Ga (sem sensor de gás combustível NCR-6309)
I M1 Ex da ia I Ma , II 1 G Ex da ia IIC T4 Ga (com sensor de gás combustível NCR-6309)
I M1 Ex ia I Ma , II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (sem sensor de gás combustível NCR-6309)･ Faixa de temperatura ambiente para uso: -40°C a +60°C･ Intervalo da temperatura ambiente durante o carregamento da bateria: 0°C a +40°C

Dados elétricos・ Bateria de íons de lítio: Modelo de bateria recarregável Maxell nº ICP463048XS・ Baterias secas alcalinas (2 baterias em série): Toshiba LR03 ou Duracell MN2400 / PC2400
・ A bateria deve ser carregada com o adaptador CA específico ou com energia de uma fonte dealimentação SELV certificada pela IEC60950, ou por uma fonte de energia ES1 certificada
pela IEC62368-1. A tensão máxima do carregador não deve exceder 6,3 V CC.

Números de certificados・ Certificado IECEx: IECEx DEK 17.0050 X
・ Certificado ATEX: DEKRA 17 ATEX 0103 X

Lista de normas
・ IEC 60079-0:2017
・ EN IEC 60079-0:2018
・ IEC 60079-1:2014-06 ・ EN60079-1:2014
・ IEC 60079-11:2011
・ EN60079-11:2012
・ EN50303:2000- 90 -

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE UTILIZAÇÃO
Quando o monitor de gás portátil está equipado com o sensor de gás termo catalítico modelo NCR-6309
no tipo de proteção Ex da:・ O sensor modelo NCR-6309 é testado com baixo risco de perigo mecânico para uso em ambientede Grupo I, portanto deve ser protegido contra energia de alto impacto.
・ O sensor modelo NCR-6309 não deve ser exposto à luz ultravioleta ou usado em equipamentos
nos quais não esteja totalmente fechado.
・ O Sensor modelo NCR-6309 é um produto à prova de fogo e não deve ser desmontado ou
modificado, com exceção das peças especificadas.
・ O equipamento não deve ser exposto a óleo ou fluido hidráulico.

AVISOS
Para todos os modelos・ Não tente desmontar nem alterar o instrumento.
・ O sensor de gás combustível NCR-6309, para medir LEL, é a única partedesse sistema do Monitor de Gás com construção à prova de fogo.
・ Este produto é um produto à prova de explosão e não deve ser desmontado nem modificado com
exceção das peças especificadas.
・ O NCR-6309 não deve ser exposto à luz ultravioleta.
・ Este produto integra um sensor com construção à prova de fogo.
Se a montagem não for executada conforme especificado, o desempenho da proteção contra
explosão será comprometido. Ao substituir o sensor e o filtro, instale corretamente peças genuínase aperte com um torque conforme a especificação.
・ Se o invólucro estiver danificado, ele deve ser reparado antes de ser usado novamente.
・ O sensor não deve ser exposto à luz ultravioleta nem usado em equipamentos nos quais não esteja
totalmente fechado.

Para GX-3R・ Não carregue em um local perigoso.
・ Não carregue a unidade com um carregador que não seja genuíno.

Para GX-3R Pro com BUL-3R・ Não carregue em um local perigoso.
・ Não carregue a unidade com um carregador que não seja genuíno.
・ Não substitua a bateria em um local perigoso.

Para GX-3R Pro com BUD-3R・ Não substitua a bateria em um local perigoso.
・ Não substitua as baterias secas em um local perigoso.
・ Utilize apenas baterias AAA alcalinas conectadas, tipo LR03 da TOSHIBA ou
MN2400 / PC2400 da Duracell- 91 -

GX-3R

GX-3R Pro

Tampa do sensor

Tampa dosensor

NCR-6309

Localização dos parafusos para realizar a substituição
Especificação de aperto: Pelo menos 10 N･cm
Temperatura máxima da superfície do sensor 82,6 °C

Nº dos Instrumentos
INST. Nº 00 0 000 0000 00
A B C
D
E
A:
B:
C:
D:
E:

Ano de fabricação (0 a 9)
Mês de fabricação (1 a 9 para jan.-set.; XYZ para out., nov., dez.)
Lote de fabricação
Número de série
Códigos de fábrica- 92 -