Instruções para Uso

Monitor LCD em cores

Importante
Leia estas “Instruções para Uso” e o Manual de Instalação (volume
separado) cuidadosamente para se familiarizar com a utilização
segura e eficiente.
• Para ajuste e configuração do monitor, consulte o Manual deInstalação.
• As “Instruções para Uso” mais recentes estão disponíveis para
download em nosso website:
http://www.eizoglobal.com

SÍMBOLOS DE SEGURANÇA
Este manual e esse produto utilizam os símbolos de segurança abaixo. Eles representam informações
fundamentais. Leia atentamente.

AVISO

CUIDADO

Ignorar as informações de AVISO pode
resultar em sérios danos à saúde e risco
à vida.

Ignorar as informações de CUIDADO pode
resultar em danos moderados à saúde e / ou
danos de propriedade ou no produto.

Indica que é necessário atenção. Por exemplo, o símbolo“risco de choque elétrico”.
Indica uma ação proibida. Por exemplo, o símbolocomo “Não desmontar”.

ilustra tipos de perigo como

ilustra uma ação proibida em particular,

Indica uma ação obrigatória, que deve ser obedecida. Por exemplo, o símbolo
a notificação de proibição geral, como “Aterrar a unidade”.

ilustraEsse produto foi ajustado especificamente para uso na região para a qual foi enviado originalmente. Se
operado fora dessa região, o desempenho do produto pode não ser o mencionado nas especificações.
Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de restauração ou
transmitida por nenhum meio, seja ele eletrônico, mecânico ou outros, sem a autorização prévia por
escrito da EIZO Corporation.
A EIZO Corporation não tem nenhuma obrigação de manter a confidencialidade de qualquer material ou
das informações enviadas, a não ser que acordos prévios sejam estabelecidos mediante o recebimento
dessas informações pela EIZO Corporation. Ainda que todos os esforços tenham sido feitos para que opresente manual ofereça as informações mais atuais, observe que todas as especificações do monitor
EIZO estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

2

﻿CUIDADOS● IMPORTANTE• Esse produto foi ajustado especificamente para uso na região pra a qual foi enviado originalmente.
Se o produto for utilizado fora da região, pode não operar conforme as especificações.
• Visando a segurança pessoal e a manutenção adequada, leia esta seção com cuidado, bem como
as declarações de atenção localizadas no monitor.

Localização da declaração de atençãoWARNINGAVERTISSEMENTWARNUNG

Símbolos na unidade
Símbolo

Este símbolo indica
Interruptor
elétrico principal:

Pressione para desligar a energia principal do monitor.

Interruptor
elétrico principal:

Pressione para ligar a energia principal do monitor.

Botão liga / desliga:

Toque para ligar ou desligar o monitor.

Corrente alternada
Alerta de riscos elétricos
CUIDADO:

Consulte “SÍMBOLOS DE SEGURANÇA” (página 2).

Marca WEEE:

O produto deve ser descartado separadamente; osmateriais podem ser reciclados.

Marca CE:

Marca de conformidade da UE, de acordo com as
disposições da Diretiva e/ou do Regulamento do Conselho(UE).

FabricanteData de fabricação
Dispositivo médico na UE
Importador na UE

CUIDADOS

3

AVISO
Caso a unidade comece a emitir fumaça, odor característico de material queimado ou ruídos
desconhecidos, desligue todas as conexões de energia imediatamente e entre em contato com
o representante local da EIZO para saber como proceder.
A insistência em utilizar uma unidade defeituosa pode resultar em incêndio, choque elétrico ou danos aoequipamento.
Não abra o gabinete ou modifique a unidade.
Abrir o gabinete ou modificar a unidade pode resultar em choque elétrico ou
queimadura.
Os serviços de assistência devem ser realizados por pessoal de assistência qualificado.
Não tente por si próprio realizar serviços de assistência ao produto: abrir ou remover coberturas pode
resultar em incêndio, choque elétrico ou danos ao equipamento.
Mantenha a unidade afastada de líquidos e pequenos objetos.
A entrada de pequenos objetos através das aberturas de ventilação ou o derramamentode líquidos no gabinete pode resultar em incêndio, choque elétrico ou danos aoequipamento. Em caso de queda de objetos ou derramamento de líquidos no gabinete,
desconecte a unidade imediatamente. Peça para um técnico especializado verificar a
unidade antes de voltar a usá-la.
Coloque a unidade em local forte e estável.
Uma unidade posicionada sobre uma superfície inadequada pode cair, resultando em ferimento ou danos aoequipamento. Se a unidade cair, desconecte imediatamente a energia e peça auxílio ao seu representante
local da EIZO. Não continue utilizando a unidade defeituosa. A utilização de uma unidade defeituosa pode
resultar em incêndio ou choque elétrico.
Use a unidade em um local apropriado.
A falta de aterramento pode resultar em incêndio, choque elétrico ou danos aoequipamento.
• Não coloque ao ar livre.
• Não coloque em sistemas de transporte (navios, aeronaves, trens, automóveis etc.).
• Não coloque em lugares úmidos ou empoeirados.
• Não coloque em um local onde a água corrente entre em contato direto com a tela(banheiros, cozinhas etc.).
• Não coloque em locais onde o vapor entre em contato direto com a tela.
• Não coloque em locais próximos a dispositivos de aquecimento ou umidificação.
• Não coloque em locais onde o produto esteja exposto a luz do sol direta.
• Não coloque em um ambiente com gás inflamável.
• Não colocar em ambientes com gases corrosivos (tais como dióxido de enxofre, sulfeto dehidrogênio, dióxido de nitrogênio, cloro, amônia e ozônio).
• Não colocar em ambientes com poeira, componentes que aceleram a corrosão na atmosfera(tais como cloreto de sódio e enxofre), metais condutores, etc.

Para evitar perigo de sufocamento, mantenha as sacolas plásticas de embalagem longe de bebês
e crianças.
Use o cabo de alimentação incluso e conecte-o a uma tomada padrão do seu país.
Verifique se o cabo de alimentação está dentro da voltagem nominal. A falta de aterramento pode resultar
em incêndio ou choque elétrico.
Fonte de alimentação: 100–240 Vac, 50 / 60 Hz
Para desconectar o cabo de alimentação,segure firmemente a tomada e puxe.
Realizar puxões no cabo pode resultar em danos,incêndio ou choque elétrico.

4

CUIDADOSAVISOO equipamento deve ser conectado a uma tomada principal aterrada.
Se isso não for feito, pode ocorrer incêndio ou choque elétrico.
Utilize a voltagem correta.
• A unidade é projetada para utilização apenas com uma voltagem específica. A conexão a uma voltagem diferenteda especificada nestas “Instruções para Uso” pode causar incêndio, choque elétrico ou danos ao equipamento
Fonte de alimentação: 100–240 Vac, 50 / 60 Hz• Não sobrecarregue seu circuito de energia, pois isso pode resultar em choque elétrico ou queimadura.

Manuseie o cabo de alimentação com cuidado.
• Não posicione o cabo embaixo da unidade ou de outros objetos pesados.
• Não puxe ou amarre o cabo.

Se o cabo de alimentação for danificado, pare de usá-lo. A utilização de um cabo
defeituoso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
Visando a segurança elétrica, não conecte ou desconecte o cabo de alimentação na presença
de pacientes.
Nunca toque a tomada ou o cabo de alimentação se ele começar a emitir ruídos.
Tocá-los pode resultar em choque elétrico.
A instalar um suporte de braço, consulte o manual do usuário do suporte de braço
e instale a unidade de forma segura.
Se isso não for feito, a unidade poderá desencaixar-se, causando ferimentos ou danos ao equipamento.
Antes da instalação, certifique-se de que a mesa, parede ou outro objeto no qual o suporte de braço esteja
fixado possua força mecânica adequada. Se a unidade cair, peça auxílio ao seu representante local da
EIZO. Não continue utilizando a unidade defeituosa. A utilização de uma unidade defeituosa pode resultar
em incêndio ou choque elétrico. Ao reencaixar o suporte inclinável, utilize os mesmos parafusos e aperte-os
de forma segura.
Não toque um painel de LCD danificado diretamente com as mãos desprotegidas.
O cristal líquido que pode vir a vazar do painel é tóxico se entrar em contato com os
olhos ou a boca. Se qualquer parte do corpo entrar em contato direto com o painel,
lave-a cuidadosamente. Se houver sintomas físicos, entre em contato com o seu
médico.
Lâmpadas fluorescentes contêm mercúrio (ao contrário das lâmpadas LED),
descarte-as de acordo com as leis locais, estaduais ou federais.
A exposição a mercúrio elementar pode resultar em efeitos sobre o sistema nervoso,
incluindo tremores, perda de memória e dor de cabeça.

CUIDADOS

5

CUIDADO
Aja com cuidado ao carregar a unidade.
Desconecte o cabo de alimentação e os cabos ao mover a unidade. É perigoso mover a unidade com ocabo conectado.
Isso pode resultar em ferimento.
Carregue ou posicione a unidade de acordo com os métodos corretos especificados.
• Ao carregar a unidade, segure-a firmemente conforme mostrado na ilustração abaixo.
• Monitores com o tamanho de 30 polegadas e acima são pesados. Ao desembalar e / ou carregar o monitor, use
pelo menos duas pessoas.

Deixar cair a unidade pode causar ferimentos ou danos ao equipamento.

Não tampe as aberturas de ventilação do gabinete.
• Não coloque quaisquer objetos nas aberturas de ventilação.
• Não instale a unidade em espaços fechados.
• Não deite, nem vire a unidade de cabeça para baixo durante o uso.

Tampar as aberturas de ventilação impede a passagem de ar apropriada e podeprovocar incêndio, choque elétrico ou danos ao equipamento.
Não toque a tomada coma as mãos molhadas.
Isso pode resultar em choque elétrico.

Use uma tomada padrão facilmente acessível.
Dessa forma, você poderá desconectá-la rapidamente em caso de problemas.
Limpe periodicamente a área em volta da tomada de força e a abertura de ventilação do monitor.
A presença de poeira, água ou óleo na tomada pode causar incêndio.
Desconecte a unidade antes de limpar a mesma.
Limpar a unidade com a mesma conectada a uma tomada padrão pode resultar em choque elétrico.
Se planejar não utilizar a unidade por períodos longos, desconecte o cabo de alimentação da tomada
na parede, após desligar a chave de energia, visando a segurança e a conservação de energia.
Este produto é adequado apenas para ambientes de paciente, mas não para o contato com pacientes.
Para usuários no território do EEE e Suíça:
Qualquer incidente grave ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e àautoridade competente do estado-membro em que o usuário e/ou paciente está estabelecido.

6

CUIDADOS

Aviso sobre esse monitor
Utilização prevista
Esse produto foi planejado para exibição e visualização de imagens digitais para avaliação, análise ediagnóstico por profissionais de medicina treinados. A utilização não é prevista para mamografia.
Atenção

• Este produto deve ser ajustado ao modo de visualização horizontal quando utilizado para os fins mencionados
acima.
• Esse produto não possui cobertura de garantia para utilizações diferentes das descritas neste manual.
• As especificações contidas neste manual são aplicáveis somente se forem utilizados:- Os cabos de alimentação fornecidos com o produto- Os cabos de sinal especificados por nós• Utilize somente produtos opcionais fabricados ou especificados por nós com este produto.

Precauções para o uso• Peças (como o painel LCD) podem deteriorar no longo prazo. Confira periodicamente se eles estão
funcionando normalmente.
• Quando a imagem da tela é alterada após ter sido exibida por um longo período, pode aparecer uma
imagem remanescente. Utilize um protetor de tela ou uma função de economia de energia para evitar a
exibição da mesma imagem por longos períodos.
• Caso o monitor permaneça em exibição contínua por um longo período de tempo, poderão
surgir manchas escuras ou marcas na tela (efeito burn-in). Para aumentar a vida útil do monitor,
recomendamos que ele seja desligado periodicamente.
• Uma imagem remanescente pode aparecer mesmo após a decorrência de um curto período de tempo,
dependendo da imagem exibida. Se isso ocorrer, alterar a imagem ou desligar a energia por algumas
horas pode resolver o problema.
• A retroiluminação do painel de LCD possui vida útil fixa. Quando a tela se tornar escura ou começar atremer, entre em contato com os seu representante local da EIZO.
• A tela pode ter pixels defeituosos ou uma pequena quantidade de pontos de luz. Isso se deve a uma
característica do próprio painel e não caracteriza mau-funcionamento do produto.
• Não pressione o painel ou a extremidade da moldura com força, pois isso pode resultar em mau
funcionamento do display, como padrões de interferência, etc. Se for aplicada pressão continuamente
ao painel, o mesmo pode ser deteriorado ou danificado. (Se as marcas de pressão permanecerem nopainel, deixe o monitor com uma tela preta ou branca. Pode ser que o sintoma desapareça.)• Não arranhe ou pressione o painel com objetos afiados, pois isso pode resultar em danos ao painel.
Não tente limpar com lenços, pois isso pode arranhar o painel.
• Não toque no sensor de calibração integrado (Sensor Frontal Integrado). Isso pode reduzir a precisão
de medição ou resultar em danos ao equipamento.
• Dependendo do ambiente, o valor medido pelo sensor de iluminância integrado pode diferir do valor
exibido em um luminômetro independente.
• Quando o monitor está frio e é levado a um recinto ou quando a temperatura aumenta rapidamente,
pode ocorrer condensação de orvalho nas superfícies interna e externa do monitor. Nesse caso,
não ligue o monitor. Espere até que a condensação de orvalho desapareça, ou o monitor pode serdanificado.

Aviso sobre esse monitor

7

Para usar o monitor por um longo período de tempo● Manutenção

• A qualidade de exibição dos monitores é afetada pelo nível de qualidade dos sinais de entrada
e pela degradação do produto. Realize verificações visuais diárias e testes de consistência
periódicos para satisfazer as diretrizes e normas médicas, de acordo com sua aplicação, e realizar
a calibração conforme necessário. O uso do software de controle de qualidade de monitor RadiCS
possibilita que você realize um controle de qualidade de alto nível, satisfazendo as diretrizes e
normas médicas.
• São necessários aprox. 15 minutos para a estabilização do desempenho das peças elétricas.
Antes de ajustar o monitor, aguarde 15 minutos ou mais após ligar a energia do monitor ou após omonitor retornar do modo de economia de energia.
• Recomendamos que os monitores sejam ajustados no nível recomendado ou inferior para diminuir
as mudanças em luminosidade causadas pelo uso de longo prazo e manter um brilho estável.
• Para manter a precisão de medição do sensor frontal integrado, realize correlação periódica
utilizando RadiCS / RadiCS LE.

● Limpeza

A limpeza periódica é recomendada para manter a aparência de novo do monitor e prolongar a vidaútil operacional do mesmo.
Remover cuidadosamente qualquer tipo de sujeira na superfície do gabinete ou do painel, utilizando
um pano macio umedecido com um pouco de água ou uma das substâncias químicas listadas
abaixo.

Substâncias químicas que podem ser utilizadas na limpeza
Nome do material

Nome do produto

EtanolEtanolÁlcool isopropílico

Álcool isopropílico

Clorexidina

Hibitane

Cloreto de benzalcônio

WelpasAlquildiaminoetilglicina

Tego 51

Glutaral

Sterihyde

GlutaralCidex Plus28

Atenção

• Não utilizar substâncias químicas em uma base regular. Substâncias químicas como álcool e solução
antisséptica podem causar variação de brilho, manchas e desbotamento do gabinete ou painel, bem como
deterioração da qualidade da imagem.
• Nunca utilize tíner, benzeno, cera e produtos de limpeza abrasivos capazes de danificar o gabinete ou opainel.
• Não deixar que substâncias químicas entrem em contato direto com o monitor.
Observação• O ScreenCleaner opcional é recomendado para limpeza da superfície do gabinete e do painel.

Utilização confortável do monitor• Olhar para o monitor por períodos prolongados cansa os olhos. Descanse por 10 minutos a cada hora.
• Olhe para tela a partir de uma distância e de um ângulo apropriados.

8

Aviso sobre esse monitor

CONTEÚDOCUIDADOS.............................................................. 3● IMPORTANTE.................................................. 3

Aviso sobre esse monitor..................................... 7

Utilização prevista.................................................... 7
Precauções para o uso............................................. 7
Para usar o monitor por um longo período detempo.......................................................................... 8● Manutenção..................................................... 8● Limpeza............................................................ 8

Utilização confortável do monitor........................... 8

CONTEÚDO............................................................. 9
Capítulo 1 Introdução........................................ 10
1-1.

Características..............................................10

1-2.

Conteúdo da embalagem.............................12

1-3.

Controles e funções.....................................14● EIZO LCD Utility Disk......................................12

Capítulo 2 Instalação / Conexão....................... 15
2-1.

●

Antes de instalar o produto.........................15
Requisitos de instalação.................................15

2-2.

Conexão dos cabos......................................16

2-3.

Ligando a alimentação.................................19

2-4.

Ajuste da altura e do ângulo da tela...........19

Capítulo 3 Problema de falta de imagem......... 20
Capítulo 4 Especificações................................. 21
4-1.

Lista de especificações...............................21

4-2.

Resoluções compatíveis............................. 22

4-3.

Acessórios opcionais................................. 23Apêndice............................................................... 24Padrão médico......................................................... 24
Informações de CEM............................................... 25

CONTEÚDO

9

Capítulo 1 Introdução
Obrigado por ter escolhido um monitor LCD em cores EIZO.

1-1. Características● Alto nível de liberdade de layout
Este produto possui as funções PbyP (Picture by Picture) e PinP (Picture in Picture) que podem exibir
até três sinais ao mesmo tempo.

Única

PbyP

PinP

PbyP + PinP

● Fiação simples
Além do terminal de entrada DisplayPort, um terminal de saída também é fornecido.
• A partir do terminal de saída (), um sinal pode ser transmitido a um monitor diferente.

• Para exibir imagens em PbyP, dois cabos de sinal geralmente devem ser conectados entre o PC eo monitor. Neste modelo, você pode conectá-lo ao PC usando apenas um cabo. Só é necessário
conectar o cabo DisplayPort fornecido (PP028) entre o terminal de saída (entrada ().

10

Capítulo 1 Introdução

) e o terminal de

● Design que economiza espaço
O monitor tem duas portas anteriores USB. Você pode operar dois PCs usando um conjunto dedispositivos USB (mouse, teclado, etc.) e alternando entre os PCs.

● Operação do monitor usando mouse e teclado
Usando o software RadiCS / RadiCS LE para controle de qualidade de monitores, você pode realizar
as seguintes operações usando o mouse e o teclado:• Alternar os modos CAL Switch• Alternar os sinais de entrada• Exibir ou ocultar a subjanela PinP (Hide-and-Seek)• Alternar os PCs usados para operar dispositivos USB (Switch-and-Go)
Observação

• O software RadiCS / RadiCS LE permite exibir ou ocultar a subjanela PinP e alternar os PCs usados
para operar dispositivos USB ao mesmo tempo. Para obter mais informações sobre o procedimento deconfiguração, consulte o Manual do Usuário do RadiCS / RadiCS LE.

● Controle de qualidade• Este monitor possui um sensor de calibração integrado (Sensor Frontal Integrado). Este sensor
permite que o monitor realize a calibração (SelfCalibration) e a Verificação da Escala de Cinzentos
independentemente.

• Usando o RadiCS LE que é anexado ao monitor, você pode gerenciar o histórico do monitor, o alvo
da SelfCalibration e o cronograma de execução.
• O software de controle de qualidade de monitor RadiCS possibilita que você realize um controle dequalidade, satisfazendo as diretrizes e normas médicas.

Capítulo 1 Introdução

11

1-2. Conteúdo da embalagem
Verifique se todos os itens a seguir estão inclusos na embalagem. Se qualquer item estiver faltando ou
danificado, contante seu revendedor ou representante local da EIZO indicado na folha em anexo.
Observação

• É recomendado que a caixa e os materiais de embalagem sejam guardados pra que possam ser usados para
mover ou transportar este produto.
• Monitor• Cabo de alimentação

• Cabo de sinal digital: DD300DL x 1
DVI - DVI (dual link)• Cabo de sinal digital: PP300 x 2
DisplayPort - DisplayPort• Cabo USB: UU300 x 2• Cabo de sinal digital: PP028 x 1
DisplayPort - DisplayPort• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)• Instructions for Use (Instruções para Uso)

● EIZO LCD Utility Disk

O CD-ROM contém os seguintes itens. Consulte o arquivo "Readme.txt" no disco para obter
informações sobre procedimentos de inicialização de software ou sobre referência a arquivos.
• Arquivo Readme.txt• Software RadiCS LE para controle de qualidade de monitores (para Windows)• Manual do Usuário
Manual de Instalação do Monitor
Manual do Usuário do RadiCS LE• Dimensões do contorno

RadiCS LE
O RadiCS LE permite realizar as seguintes operações de controle de qualidade e configuração domonitor. Para obter mais informações sobre o software ou procedimentos de configuração, consulteo Manual do Usuário do RadiCS LE.

Controle de qualidade• Execução da calibração
• Exibição dos resultados de testes em uma lista e criação de um relatório de teste• Configuração de um alvo de SelfCalibration e cronograma de execução

Operações do monitor• Alternar os modos CAL Switch• Alternar os sinais de entrada• Exibir ou ocultar a subjanela PinP (Hide-and-Seek)• Alternar os PCs usados para operar dispositivos USB (Switch-and-Go)• Entrar no modo de economia de energia (Backlight Saver)Atenção• As especificações do RadiCS LE estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A versão mais recente do
RadiCS LE está disponível para download em nosso site: http://www.eizoglobal.com

12

Capítulo 1 Introdução

Para usar o RadiCS LE
Para obter informações sobre como instalar e usar o RadiCS LE, consulte o Manual do Usuário do
RadiCS LE (no CD-ROM).
Ao usar o RadiCS LE, conecte o monitor ao PC usando o cabo USB fornecido. Para obter mais
informações sobre como conectar o monitor, consulte “2-2. Conexão dos cabos” (página 16).
Observação

• Em ambientes onde seja difícil conectar o cabo USB, a conexão DDC permite usar o RadiCS LE sem anecessidade do cabo USB. Para obter informações sobre como configurar a comunicação DDC, consulteo Manual de Instalação (no CD-ROM). Em vista do tempo de resposta e da estabilidade da operação, aconexão USB é recomendada.

Capítulo 1 Introdução

13

1-3. Controles e funções
1

12

2

13

Aprox. 30°

14
15
16

Menu Ajustes

*1

3

5

4

6

7

8

9

10

11

1. Sensor Frontal
Integrado

Este sensor é usado para realizar a calibração e a Verificação da Escala deCinzentos.

2. Sensor de Luz
Ambiente
3. Presence Sensor(Sensor de Presença)
4. Chaves de operação

Este sensor mede a iluminação ambiental. A medição de iluminação ambiental érealizada usando o software de controle de qualidade RadiCS / RadiCS LE.
Este sensor detecta o movimento de uma pessoa à frente do monitor.

5. Interruptor

Liga e desliga a energia.
O indicador do interruptor acende quando a alimentação é ligada. A cor do indicador
varia dependendo do status operacional do monitor.
Verde: Monitor em operação, Laranja: Modo de economia de energia, Desligado:
Alimentação geral / energia desligada
Liga e desliga a alimentação geral.
: Desligado, : Ligado
Conecta o cabo de alimentação.
Conecte ao computador.
O conector usado pode ser diferente dependendo do layout da tela.Para obter mais
informações, consulte “2-2. Conexão dos cabos” (página 16).

6. Interruptor dealimentação geral
7. Conector de força
8. Conector DVI-D
9. Conector de entrada
DisplayPort
10. Conector de saída
DisplayPort

Exibem o guia de operação. Configure os menus de acordo com o guia de operação.

Para configurar uma conexão em cascata, conecte o cabo à porta de entrada deoutro monitor.
Quando o conector estiver conectado a, o sinal de entrada parapode serexibido no modo PbyP.

11. Porta anterior USB

12. Alça

13. Suporte
14. Porta posterior USB

Para obter mais informações, consulte “2-2. Conexão dos cabos” (página 16).
Conecte esta porta ao PC quando você usar um software que precise de uma
conexão USB, ou conecte um dispositivo USB (dispositivo periférico compatível comUSB) à porta posterior USB.
Esta alça é usada para transporte.
Atenção

• Ao carregar o monitor, segure firmemente a parte inferior do monitor e esta alça
para não derrubá-lo.
A altura e o ângulo podem ser ajustados.
Conecte a um dispositivo USB. Para configurar uma conexão em cascata, conecte o
cabo à porta anterior USB de outro monitor.
Obedece ao sistema de segurança MicroSaver, da Kensington.

15. Abertura de bloqueio
de segurança
16. Suporte do cabo
Segura os cabos do monitor.
*1 Para informações sobre como usar, consulte o Manual de Instalação (no CD-ROM).

14

Capítulo 1 Introdução

Capítulo 2 Instalação / Conexão
2-1. Antes de instalar o produto
Leia com atenção “CUIDADOS” (página 3) e sempre siga as instruções.
Ao posicionar este produto sobre superfícies pintadas, a tinta pode aderir-se ao fundo do suporte devido
à composição da borracha. Verifique a superfície da mesa antes do uso.

● Requisitos de instalação

Ao instalar o monitor em um bastidor, certifique-se de que haja espaço adequado nas laterais, na
traseira e na parte superior do monitor.

Atenção

• Posicione o monitor de maneira que não haja interferência luminosa na tela.

Capítulo 2 Instalação / Conexão

15

2-2. Conexão dos cabos
Atenção

• Verifique se o monitor e o PC estão desligados.
• Ao substituir o monitor atual por este monitor, consulte “4-2. Resoluções compatíveis” (página 22) para alterar
as configurações de resolução e frequência vertical do PC para as que estão disponíveis para este monitor,
antes de conectá-lo ao PC.
• Você pode anexar uma tampa protetora ao conector no monitor. Remova a tampa antes de conectar o cabo.

1. Conexão dos cabos de sinal.

Verifique o formato dos conectores e conecte os cabos. Após conectar o cabo DVI, aperte os
parafusos para que o conector fique firme.
Ao ativar a exibição PinP, consulte o Manual de Instalação (no CD-ROM).
Monitor de uma tela

Cabo de sinal:
DD300DL
Cabo de sinal: PP300

ou

Atenção

• Ao usar o monitor com uma tela via DisplayPort, conecte o monitor ao conector de entrada.

• Quando o monitor for usado com uma tela via DVI, a taxa de atualização (a frequência com que a imagem
é atualizada) será reduzida. Recomenda-se, portanto, utilizar DisplayPort 1 para o monitor de uma tela. Aoutilizar o monitor de uma tela via DVI, você deve selecionar “DVI” para “Input (Entrada)” em “Preferences(Preferências)” no menu Ajustes. Para mais detalhes, consulte o Manual de Instalação (no CD-ROM).

16

Capítulo 2 Instalação / Conexão

Monitor PbyP (duas telas)
Atenção

• Para selecionar uma combinação de sinais a serem exibidos, você deve configurar “Input (Entrada)” em“Preferences (Preferências)” no menu Ajustes. Para mais detalhes, consulte o Manual de Instalação (noCD-ROM).
• Quando o monitor for usado no modo PbyP para exibir imagens de dois PCs, o uso de alguns recursos decontrole de qualidade podem ser restritos (como a calibração, por exemplo).

Para DisplayPort 1 / DisplayPort 2

Para DisplayPort 1 / DVI

Cabo de sinal:
DD300DL

Cabo de sinal:
PP300

Cabo de sinal: PP300

Cabo de sinal: PP300

Observação

e , a entrada de sinal para
• Quando o cabo DisplayPort (PP028) fornecido é conectado apode serexibida no modo PbyP. Nesse caso, você deve definir “Signal Format” - “DisplayPort 1” - “Version” no menu
“Administrator Settings (Definições de administrador)” como “1.2” e ligar “On” a opção “Daisy Chain”.

Cabo de sinal: PP300

Cabo de sinal: PP028

Capítulo 2 Instalação / Conexão

17

Configuração de uma conexão em cascata a outro monitor
A entrada de sinal paraé encaminhada a outro monitor.

Atenção

• Visite o website da EIZO para obter informações sobre monitores e placas de vídeo que podem serutilizados para a conexão em cascata: http://www.eizoglobal.com• Você deve definir “Signal Format” - “DisplayPort 1” - “Version” no menu “Administrator Settings (Definições
de administrador)” como “1.2” e ligar “On” a opção “Daisy Chain”.

Conexão a um computador
Cabo de sinal: PP300

Cabo de sinal: PP300

2. Conecte o cabo de alimentação em uma tomada padrão e o conector deenergia no monitor.

Insira o cabo de alimentação no monitor.

3. Ao usar RadiCS / RadiCS LE ou ao conectar um dispositivo USB (dispositivo
periférico compatível com USB) ao monitor, conecte o cabo USB à porta
anterior USB do monitor e ao PC.
Conexão ao monitor

Conexão a um computador

Atenção

• O PC em que RadiCS / RadiCS LE foi instalado para controle de qualidade do monitor deve ser conectadoa.

18

Capítulo 2 Instalação / Conexão

2-3. Ligando a alimentação
1. Toquepara ligar a alimentação do monitor.

O indicador de força do monitor acende com uma luz verde.
Se o indicador de força não acender, consulte “Capítulo 3 Problema de falta de imagem” (página
20).
Observação

• Quando a alimentação do monitor estiver desligada,piscará se você tocar em qualquer botão, exceto.

2. Ligue o PC.

A imagem de tela aparecerá.
Se não for exibida uma imagem, consulte “Capítulo 3 Problema de falta de imagem” (página 20)
para obter mais orientações.
Atenção

• Para um máximo de economia de energia, recomenda-se desligar o botão de energia. Quando não estiver
utilizando o monitor, é possível desligar a fonte de alimentação principal ou desconectar a tomada de força
para que a alimentação seja completamente cortada.
Observação

• Para maximizar a vida útil do monitor impedindo a degradação do brilho e reduzir o consumo de energia,
faça o seguinte:- Utilize a função de economia de energia do PC ou monitor.
- Desligue o monitor após o uso.

2-4. Ajuste da altura e do ângulo da tela
Segure a borda esquerda e direita do monitor com ambas as mãos e ajuste a altura da tela, incline e girea tela até a posição ideal.

Atenção

• Após a conclusão do ajuste, certifique-se de que os cabos estão conectados corretamente.

Capítulo 2 Instalação / Conexão

19

Capítulo 3 Problema de falta de imagem
Problema
1. Sem imagem• O indicador de força não acende.

• O indicador de força acende: Verde• O indicador de força acende: Laranja• O indicador de força pisca: Laranja, verde

2. Aparece a mensagem abaixo.
• Esta mensagem é exibida quando não há
sinal de entrada.
Por exemplo:• A mensagem indica que o sinal deentrada está fora da faixa de frequência
especificada.
Por exemplo:

20

Capítulo 3 Problema de falta de imagem

Possível causa e solução
• Verifique se o cabo de alimentação está conectado
corretamente.
• Ligue o interruptor de energia principal.
• Toque em .
• Desligue a alimentação geral e depois ligue-a novamente.
• Aumente "Brightness (Brilho)", "Contrast (Contraste)", ou"Gain (Ganho)" no menu Ajustes. Para mais detalhes,
consulte o Manual de Instalação (no CD-ROM).
• Desligue a alimentação geral e depois ligue-a novamente.
• Alterne o sinal de entrada. Para mais detalhes, consulte oManual de Instalação (no CD-ROM).
• Mova o mouse ou pressione alguma tecla no teclado.
• Verifique se o PC está ligado.
• Se o Sensor de Presença estiver definido como "On(Ligado)", o monitor pode estar no modo de economia deenergia. Tente aproximar-se do monitor.
• Verifique se o cabo de sinal está conectado corretamente.
Se “DisplayPort 1” estiver selecionado como sinal deentrada, conecte-o a .
é utilizado para saída quando
uma conexão em cascata está configurada.
• Desligue a alimentação geral e depois ligue-a novamente.
• Conectar através do cabo de sinal especificado pela EIZO.
Desligue a alimentação geral e depois ligue-a novamente.
• Se o cabo de sinal estiver conectado a DisplayPort 1 (),
tente alternar a versão do DisplayPort. Para mais detalhes,
consulte o Manual de Instalação (no CD-ROM).
Essa mensagem aparece quando o sinal de entrada está
incorreto, mesmo se o monitor estiver funcionando.
• A mensagem mostrada à esquerda pode ser exibida, pois
alguns computadores não enviam o sinal assim que aalimentação é ligada.
• Verifique se o PC está ligado.
• Verifique se o cabo de sinal está conectado corretamente.
• Alterne o sinal de entrada. Para mais detalhes, consulte oManual de Instalação (no CD-ROM).
• Se o cabo de sinal estiver conectado a DisplayPort 1 (),
tente alternar a versão do DisplayPort. Para mais detalhes,
consulte o Manual de Instalação (no CD-ROM).
• O cabo de sinal está conectado apara exibir um sinal
DisplayPort em uma única tela? O sinal não pode ser exibidoou .
se o cabo estiver conectado a• Desligue a alimentação geral e depois ligue-a novamente.
• Verifique se as configurações do PC cumprem as exigências
de resolução e frequência de varredura vertical do monitor(consulte “4-2. Resoluções compatíveis” (página 22).).
• Reinicie o PC.
• Selecione uma configuração apropriada usando o utilitário
da placa gráfica. Para obter mais informações, consulte oManual do Usuário da placa gráfica.

Capítulo 4 Especificações
4-1. Lista de especificações
Painel LCD

Tipo
RetroiluminaçãoTamanho

Cor (IPS)
LED
79 cm (31,1 pol)Resolução (H x V)

4096 × 2160

Tamanho da tela (H x V)

698,0 mm × 368,1 mm

Densidade de pixels

0,1704 mm

Cores de exibição

10 bits (DisplayPort*1): 1073,74 milhões de cores (Máx.)
8 bits (DisplayPort*1 / DVI): 16,77 milhões de coresÂngulos de visão
(H / V, típico)
Brilho recomendado

178˚ / 178˚
270 cd / m2

Tempo de resposta (típico) 20 ms (preto -> branco -> preto)
Sinais de vídeoUSBPotência

Especificações
físicasRequisitos
do ambiente
operacional

Terminais de entrada

DisplayPort × 2, DVI-D (dual link) × 1

Terminal de saída

DisplayPort × 1

Frequência de varredura
horizontal
Frequência de varreduraverticalModo de sincronia dequadros
Relógio de pontos

31 kHz - 134 kHz
DisplayPort: 29 Hz - 61 Hz (720 × 400 : 69 Hz - 71 Hz)
DVI:
14 Hz - 61 Hz (720 × 400 : 69 Hz - 71 Hz)
29,5 Hz - 30,5 Hz, 59 Hz - 61 Hz

Porta

DisplayPort : 25 MHz - 570 MHz (monitor com uma tela)
25 MHz - 300 MHz (PbyP / PinP)DVI :25 MHz - 300 MHz
Porta anterior × 2, porta posterior × 3

PadrãoEspecificação de USB Revisão 2.0

EntradaConsumo de potência
máximoModo de economia deenergia
Modo Standby
Dimensões ( L × A × P )100 - 240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz 1,30 - 0,60 A
125 W ou menos

Dimensões ( L × A × P )(Sem suporte)
Peso líquido
Peso líquido(Sem suporte)
Faixa de ajuste de altura
Inclinação
Rotação
Temperatura
UmidadePressão do ar

1,6 W ou menos
1,6 W ou menos
733,0 mm × 474,0 mm - 574,0 mm × 225,0 mm (inclinação: 0˚)733,0 mm × 508,0 mm - 608,0 mm × 267,0 mm (inclinação: 30˚)
733,0 mm × 408,0 mm × 64,5 mm
Aprox. 11,7 kg
Aprox. 7,5 kg
100 mm (inclinação: 0˚)
Para cima 30˚, para baixo 5˚
70˚
0 ˚C - 35 ˚C (32 ˚F - 95 ˚F)
U.R. 20 % - 80 % (sem condensação)540 hPa - 1060 hPa

Capítulo 4 Especificações

21

Temperatura-20 ˚C - 60 ˚C (-4 ˚F - 140 ˚F)Requisitos
ambientais de
UmidadeU.R. 10 % - 90 % (sem condensação)transporte /Pressão do ar
200 hPa - 1060 hPa
armazenamento*1 As cores dos sinais DisplayPort exibidos no monitor podem diferir dependendo das configurações do monitor. Paraobter detalhes sobre cores e configurações do monitor, consulte “4-2. Resoluções compatíveis” (página 22).
*2 Quando a entrada DisplayPort 1 é usada, a porta anterior USB não é conectada, "Input”: "Single DisplayPort 1”,"DDC”: "Off”, "DP Power Save”: "On”, "DisplayPort 1” - "Version”: "1.1”, Outros ajustes: Configurações padrão,nenhuma carga externa conectada*3 Quando a porta anterior USB não estiver conectada, "DP Power Save”: "On”, "DisplayPort 1” - "Version”:"1.1”, "DDC”: "Off", Outros ajustes: Configurações padrão, nenhuma carga externa conectada

4-2. Resoluções compatíveis
O monitor suporta as seguintes resoluções. Para obter informações sobre as resoluções compatíveis da
subjanela PinP, consulte o Manual de Instalação.
√: Suportado
DisplayPort
Monitor de uma tela
Monitor deduas telas
Ver. 1.2*1 Ver. 1.1*2(PbyP)*3

Resolução
(H x V)

Frequência
vertical(Hz)

720 × 400

70

√

√

DVI
Monitor deuma tela

Monitor deduas telas(PbyP)√√√

640 × 480

60

√

√

√

√

√

800 × 600

60

√

√

√

√

√

1024 × 768

60

√

√

√

√

√

1280 × 1024

60

√

√

√

√

√

1600 × 1200

60

√

√

√

√

√

2048 × 2160

30

-

-

√

-

√

-

*4

-

√*4

2048 × 2160

60

-

√

3840 × 2160

15

-

-

-

√

-

3840 × 2160

30

-

√

-

√

-

3840 × 2160

60

√

-

-

-

-

4096 × 2160

15

-

-

-

√

-

*4

-

√

*4

-

-

-

-

4096 × 2160

30

-

√

4096 × 2160

60

√*4

-

*1 Quando "Daisy Chain (Conexão em cascata)" estiver em "Off": Entrada de 10 bits; quando"Daisy Chain(Conexão em cascata)" estiver em "On": Entrada de 8 bits
*2 Entrada de 10 bits
*3 Monitor de duas telas usando "DisplayPort 1 / DisplayPort 2": Entrada de 10 bits; monitor de duas telas
usando "DisplayPort 1 / DVI": Entrada de 8 bits
*4 Resolução recomendada

22

Capítulo 4 Especificações

4-3. Acessórios opcionais
Os seguintes acessórios estão disponíveis separadamente.
Consulte o nosso site para obter informações atualizadas sobre os acessórios opcionais e informações
sobre a placa gráfica compatível mais atual. http://www.eizoglobal.com
Kit de calibração

EIZO "RadiCS UX1" Ver. 4.5.5 ou posterior
EIZO "RadiCS Version Up Kit" Ver. 4.5.5 ou posterior
Software de Gerenciamento de Controle EIZO "RadiNET Pro" Ver. 4.5.5 ou posteriorde Qualidade de RedeEIZO "RadiNET Pro Lite" Ver. 4.5.5 ou posterior
Kit de limpeza
EIZO "ScreenCleaner"Luz de conforto para salas de leitura
EIZO "RadiLight"

Capítulo 4 Especificações

23ApêndicePadrão médico
• Deve ser assegurado de que o sistema final está de acordo com o requisito IEC60601-1-1.
• Equipamentos alimentados com energia elétrica podem emitir ondas eletromagnéticas que podem
influenciar, limitar ou resultar em mau funcionamento do monitor. Instale o equipamento em um
ambiente controlado, livre desse tipo de efeito.

Classificação do equipamento-

24

Tipo de proteção contra choque elétrico: Classe I
Classe CEM: EN60601-1-2:2015 Grupo 1 Classe B
Classificação de aparelho médico (UE): Classe I
Modo de operação: ContínuaClasse IP: IPX0Apêndice

Informações de CEM

A série RadiForce oferece um desempenho que exibe imagens corretamente.

Ambientes destinados ao uso
A série RadiForce destina-se ao uso em ambientes médicos profissionais, como clínicas e hospitais.
Os ambientes a seguir não são adequados para o uso da série RadiForce:• Ambientes médicos caseiros• Nas proximidades de equipamentos cirúrgicos de alta frequência, como facas eletrocirúrgicas• Nas proximidades de equipamentos de terapia por ondas curtas• Sala blindada contra radiofrequência dos sistemas de equipamentos médicos para ressonância magnética
• Em ambientes especiais de locais blindados• Instalação em veículos, incluindo ambulâncias• Outros ambientes especiais

AVISO

A série RadiForce requer precauções especiais sobre compatibilidade eletromagnética que precisam serinstaladas. Você deve ler com atenção as informações sobre compatibilidade eletromagnética e a seção
"PRECAUÇÕES" neste documento, e observar as instruções a seguir ao instalar e operar o produto.
Certifique-se de usar os cabos incluídos com o produto, ou cabos especificados pela EIZO.
O uso de outros que não sejam os especificados ou fornecidos pela EIZO com este equipamento cabos
pode resultar em aumento de emissões electromagnéticas ou em imunidade electromagnética reduzida do
equipamento e operação inadequada.
Comprimento do cabo: Máx. 3 metros.
O RadiForce não deve ser utilizado adjacente a ou empilhado sobre outros equipamentos. Se fornecessária a utilização de forma adjacente ou empilhada, o equipamento ou sistema deve ser observado
para verificar se a operação será normal na configuração utilizada.
Ao utilizar um equipamento de comunicação de radiofrequência portátil, mantenha-o a 30 cm (12polegadas) ou mais de distância de qualquer peça da série RadiForce, incluindo cabos. Caso contrário,pode ocorrer a degradação do desempenho deste equipamento.
Todo aquele que conecta equipamentos adicionais à entrada de sinal ou à saída de sinal, de forma a configurarum sistema médico, é responsável pela conformidade do sistema com os requisitos da IEC / EN60601-1-2.

Descrições técnicas
Emissões eletromagnéticas

A série RadiForce destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo.
O cliente ou usuário do RadiForce deve garantir que o mesmo seja utilizado nesse ambiente.

Teste de emissão Conformidade

Emissões de RF
CISPR11 / EN55011

Grupo 1

Emissões de RF
Classe B
CISPR11 / EN55011
Emissões harmônicas Classe D
IEC / EN61000-3-2
Flutuações de tensão / Em conformidade
emissões flutuantes
IEC / EN61000-3-3

Ambiente eletromagnético - OrientaçãoO RadiForce utiliza energia de RF apenas para sua função interna.
Por isso, suas emissões de RF são bastante reduzidas e não tendem a causar interferência em equipamentos eletrônicos próximos.
O RadiForce é adequado para utilização em todos os estabelecimentos, incluindo
estabelecimentos domésticos e aqueles diretamente conectados à rede de fornecimento de energia pública de baixa tensão, que alimenta prédios utilizados para finsdomésticos.

Imunidade eletromagnética

A série RadiForce foi testada com os seguintes níveis de conformidade, de acordo com os requisitos de testes para ambientes
profissionais de saúde, especificados em IEC / EN60601-1-2.
O cliente ou usuário do RadiForce deve garantir que o mesmo seja utilizado nesse ambiente.

Teste de imunidade

Nível de teste para
Nível de conformidade
ambientes profissionais
de saúde

Ambiente eletromagnético - Orientação

Descarga eletrostáti- ±8 kV descarga de contato ±8 kV descarga de contato Os pisos devem ser de madeira, concreto ou de±15 kV descarga de ar±15 kV descarga de arca (ESD)
ladrilho de cerâmica.
IEC / EN61000-4-2
Se os pisos forem cobertos com material sintético,a umidade relativa deve ser de pelo menos 30 %.
Disparos / transitórios ±2 kV linhas de energia±2 kV linhas de energia
A qualidade da rede de energia deve ser a deelétricos rápidos±1 kV linhas de entrada / ±1 kV linhas de entrada / um ambiente comercial ou hospitalar típico.
IEC / EN61000-4-4
saída
saída

Apêndice25

Imunidade eletromagnética

A série RadiForce foi testada com os seguintes níveis de conformidade, de acordo com os requisitos de testes para ambientes
profissionais de saúde, definidos em IEC / EN60601-1-2.
Clientes e usuários da série RadiForce devem garantir que a série RadiForce seja usada nos seguintes ambientes:

Teste de imunidade

Nível de teste para
Nível de conformidade
ambientes profissionais
de saúde

Sobretensão
±1 kV linha a linha
IEC / EN61000-4-5±2 kV linha a aterramento
Quedas de tensão,0 % UT (queda de 100 %breves interrupções e em UT) 0,5 ciclo e 1 ciclo
variações de tensão 70 % UT (queda de 30 %nas linhas de entrada em UT) 25 ciclos
de fornecimento de
0 % UT (queda de 100 %energiaem UT)
IEC / EN61000-4-11 5 seg
Campos magnéticos 30 A/m(50 / 60 Hz)
de frequência deenergia
IEC / EN61000-4-8±1 kV linha a linha±2 kV linha a aterramento
0 % UT (queda de 100 %em UT) 0,5 ciclo e 1 ciclo
70 % UT (queda de 30 %em UT) 25 ciclos
0 % UT (queda de 100 %em UT)
5 seg
30 A/mPerturbações condu- 3 Vrms
zidas induzidas por 150 kHz - 80 MHz
campos de RF
IEC / EN61000-4-6
6 Vrms
ISM entre
150 kHz e 80 MHz

3 VrmsCampos de RF irradiados
IEC / EN61000-4-3

3 V/m
80 MHz - 2,7 GHz

Ambiente eletromagnético - Orientação

A qualidade da rede de energia deve ser a deum ambiente comercial ou hospitalar típico.
A qualidade da rede de energia deve ser a deum ambiente comercial ou hospitalar típico. Se
o usuário do RadiForce necessitar de prosseguimento de operação durante interrupções darede de energia, recomenda-se que o RadiForce seja alimentado por meio de uma fonte dealimentação ininterrupta ou bateria.
Campos magnéticos de frequência de rede de energia deverão ser de níveis característicos de localização típica em ambiente comercial ou hospitalar típico.
Durante o uso, o produto deve ser mantido a pelo
menos 15 cm de distância de campos magnéticos defrequência da fonte de energia.
Equipamentos de comunicação por RF não
devem ser utilizados a uma distância de qualquer componente do RadiForce, incluindo cabos,
inferior à distância de separação recomendada,
calculada através da equação aplicável à frequência do transmissor.
Distância de separação recomendada
d = 1,2√P

6 Vrms3 V/md = 1,2√P, 80 MHz - 800 MHz
d = 2,3√P, 800 MHz - 2,7 GHz
Sendo "P" a potência máxima de saída do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante dotransmissor, e "d" a distância de separação recomendada em metros (m).
As forças de campo provenientes de transmissoresde RF fixos, conforme determinados por investigação
eletromagnética locala), devem ser inferiores ao nível
de conformidade em cada faixa de frequênciab).
Podem ocorrer interferência nas vizinhançasde equipamentos marcados com o símbolo aseguir.

Observação 1 UT é a voltagem de rede de energia a.c. antes da aplicação do nível de teste.
Observação 2 A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a maior faixa de frequência.
Observação 3 Diretrizes sobre perturbações conduzidas induzidas por campos de RF ou campos de RF irradiados podem não seaplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e pela reflexão causadas por
estruturas, objetos e pessoas.
Observação 4 As faixas de ISM entre 150 kHz e 80 MHz são de 6,765 MHz a 6,795 MHz, 13,553 MHz a 13,567 MHz, 26,957 MHz
a 27,283 MHz, e 40,66 MHz a 40,70 MHz.
a)
As forças de campo de transmissores fixos, como estações-base para rádio, telefones (celulares / sem fio) e rádios móveis
terrestres, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM e transmissão de TV, não podem ser previstas teoricamente. Paraavaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, deve ser considerada uma investigação eletromagnética no local. Se a força de campo medida no local em que o RadiForce é utilizado for superior ao nível de conformidade de RF mencionado acima, o RadiForce deve ser monitorado, para verificar se a operação é normal. Se for observado
desempenho anormal, podem ser necessárias medidas adicionais, como modificar a orientação ou o local do RadiForce.
b)
Acima da faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as forças de campo devem ser inferiores a 3 V/m.

26Apêndice

Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF móveis ou
portáteis e o RadiForceO RadiForce é projetado para uso em um ambiente eletromagnético no qual as interferências de RF radiada são controladas. O
cliente ou o usuário do RadiForce pode ajudar a prevenir interferências eletromagnéticas, conservando uma distância mínima
entre equipamentos de comunicação de RF móveis e portáteis (transmissores) e o RadiForce.
Imunidade a campos de proximidade dos seguintes equipamentos de comunicação sem fio de RF foi confirmada:Distância
Frequência Largura dePotência
Nível de teste
Nível demínima dea)a)b)de testebanda
máximaIEC / EN60601 conformidade
Serviço
Modulação
separação
(MHz)
(W)
(V/m)
(V/m)
(MHz)
(m)
385

380 - 390450

430 - 470

710
745
780
810
870
930

704 - 787

1720
1845
1970

2450

TETRA 400

Modulação depulso b)18 Hz
GMRS 460,
FM
FRS 460±5 kHz desvio
1 kHz seno
Banda LTE 13, 17 Modulação depulso b)217 Hz800 - 960

GSM 800 / 900,
Modulação de
TETRA 800,
pulso b)iDEN 820
18 Hz
CDMA 850,
Banda LTE 51700 - 1990 GSM 1800;
Modulação deCDMA 1900;
pulso b)
GSM 1900;
217 HzDECT;
Banda LTE 1, 3, 4, 25;
UMTS
2400 - 2570 Bluetooth,
Modulação de
WLAN,
pulso b)802.11 b/g/n,
217 Hz
RFID 2450,
Banda LTE 75100 - 5800 WLAN 802.11 a/n Modulação depulso b)217 Hz

1,8

0,3

27

27

2

0,3

28

28

0,2

0,3

9

9

2

0,3

28

28

2

0,3

28

28

2

0,3

28

28

0,2
0,3
9
5240
5500
5785
a) Para alguns serviços, apenas as frequências de estão incluídas.
b) A operadora é modulada usando um sinal de onda quadrada com 50 % do ciclo de trabalho.

9

O RadiForce é projetado para uso em um ambiente eletromagnético no qual as interferências de RF radiada são controladas. Para outros equipamentos de comunicação de RF móveis e portáteis (transmissores), a distância mínima entre equipamentos de comunicação de RF móveis eportáteis (transmissores) e o RadiForce é recomendada abaixo, de acordo com a potência de saída máxima dos equipamentos de comunicação.

Potência de saída máxima
nominal do transmissor
(W)

0,01

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor(m)
150 kHz a 80 MHz
80 MHz a 800 MHz
800 MHz a 2,7 GHz
d = 1,2√P
d = 1,2√P
d = 2,3√P

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Para transmissores com uma potência de saída máxima nominal não listada abaixo, a distância de separação recomendada"d" em metros (m) pode ser estimada, utilizando a equação aplicável à frequência do transmissor, sendo "P" a potência máxima de saída nominal do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor.
Observação 1

A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a maior faixa de frequência.

Observação 2

Essas diretivas podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela
absorção e pela reflexão causadas por estruturas, objetos e pessoas.

Cabo

Comprimento

Cabo de sinal:

PP300

3m

Cabo de sinal:

PP028

0,28 mCabo de sinal:

DD300DL

3m

Cabo USB:

UU300

3m

Cabo de alimentação

(com aterramento)

3mApêndice27

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany
03V26800C1
IFU-MX315W
Copyright © 2017 - 2021 EIZO Corporation. All rights reserved.

3rd Edition - October 1st, 2021