DONNÉES TECHNIQUES
Duramin-4

Duramin-4
Méthodes de dureté
Duramin-4 M1

Vickers

ISO 6507
ASTM E384, E92
JIS B 7725

Knopp

ISO 4545
ASTM E92
JIS Z 2251

Méthodes de dureté
Duramin-4 M2

Vickers

ISO 6507
ASTM E384, E92
JIS B 7725

Knopp

ISO 4545
ASTM E92
JIS Z 2251

Brinell Duramin-40 M2 uniquement

ISO 6506
ASTM E10
JIS Z 2243

Plage de forces

Force d'essai

Duramin-4 M1

0,098 - 19,6N (10gf - 2 kgf)

Duramin-4 M2

9,8 – 612,9 N (1 kgf – 62.5 kgf)

Application de la force

Cellule de multi-charge, boucle fermée, système derétroaction forcée

Tolérance de la force d'essai< 0,5 % pour toutes les forces d’essai

Réglages du temps d'arrêt

Défaut 10 secondes, défini par l’utilisateur jusqu’à 999
secondesTourelle

Données électriquesDimensions

Tourelle à 6 positions ultra-rapide, 2 positions depénétrateur, 4 positions d’objectif
Alimentation en courant

100 V AC – 240 V AC, 50/60 Hz, monophasé

Consommation en courant charge

20 W

Consommation en courant au ralentiConsommation en courantau ralentiConsommation en courant au ralenti

14 W

Consommation en courant charge max. Consommation en
courant charge max. Consommation en courant charge max.

26 W

Largeur

275 mm (10,8")

Profondeur

474 mm (18,7")

Hauteur

Poids

Duramin-4 M1

731 mm (28,8")

Duramin-4 M2

811 mm (31,9")

Duramin-4 M1

90 kg

Duramin-4 M2

107 kgDONNÉES TECHNIQUES
Duramin-4

Duramin-4
Méthode de lecture

Oculaire analogique avec grossissement x15

Résolution de lacaméra d’observation
macro

S/OChamp de vision de lacaméra d’observation
macroS/O

Résolution de lacaméra de mesure

S/OPositions dans latourelle

6

Position dans latourelle pour lacaméra d'observation
macro

S/ON max depénétrateursN max depénétrateursN max depénétrateurs

2

N max d’objectifsN
max d’objectifsN max
d’objectifsN max
d’objectifs

4

Axe du pénétrateur

Diamètre

3 mm (0,12")Axe Z

Manuelle

Protection anticollision

Oui

Platine XY / enclume

Duramin-4 M1 : Platine manuelle (micromètres à platine
manuelle ou numérique)
Duramin-4 M2 : Enclume

Taille de l’image

Duramin-4 M1 : Platine manuelle : 100 x 100 mm (3,9" x3,9")
Duramin-4 M2 : Enclume : 60 mm (2,4")

Course de la platine(plage dedéplacement)

25 x 25 mm (0,98" x 0,98")

Éclairage automatique

S/O

Éclairage de la platine

S/O

Guide LED/laser

S/ODONNÉES TECHNIQUES
Duramin-4

Duramin-4
Logiciel

SystèmeLogiciel de fonctionnement

Micrologiciel interne

PC intégré

Contrôleur interne

MoniteurS/O (écran de 6,5")

Double vision

S/O

Possibilité de connecter une imprimanteOption

Connexion EthernetOption

Exportation des données

TXT

Sortie de données

1x USB A, LVDS

Modules logiciels
Hauteur del’échantillon

Statistiques (inclus)
Duramin-4 M1

150 mm (5,9")

Duramin-4 M2

Col de cygne

170 mm (6,7") (du centre du pénétrateur vers l’arrière)

Normes de sécurité

Marquage CE conformément aux directives UEREACH

Pour en savoir plus sur REACH, contactez votre agence
locale Struers.

Environnement
opérationnel

Température ambiante

10 - 35 °C (50 - 95 °F)

Humidité

10 % - 90 % HR sans condensation

Catégories de sécuritédes circuits / Niveaude performanceArrêt d’urgence

EN ISO 13849-1 PL c, Catégorie 1

Niveau de bruitNiveau de pression acoustique d'émission pondéré A aux postes
de travail< 70 dB(A)Niveau de vibration

Pendant le fonctionnement

L'exposition totale aux vibrations des parties supérieuresdu corps n'excède pas 2,5 m/s2

Catégorie d'arrêt 0N° de document :16657750_A_fr
Date de parution : 30-06-2023