HLD6000
冷媒ガスリークディテクター

最高の品質要求に応えるリークテスト

リークテストにおける最高の効率を目指してINFICON は 冷 媒 ガ ス リ ー ク ディテ クタ ー
HLD6000 により、最高レベルのリークテストにデュアルインレットシステム

実績のあるデュアルインレットシステムは継続的向けてさらなる一歩を踏み出します。この製品は、 にバックグラウンド濃度と測定ガスフローを比較
特に操作のしやすさ、測定結果の再現性、ローカ することにより、誤アラームを最小限に抑えます

ル ネ ット ワ ー ク へ の 組 み 込 み に お け る
新しい標準を設定します。スリムで、人間工学に配慮した形状のスニファープローブは、より効率的なリーク検出を可能にします。

HLD6000 は、直感的なタッチパネルディスプレイにより 簡 単 に 操 作 で き ま す。ま た HLD6000
は多様な通信方法に対応でき、あらゆるご要望を実現します。
測定データの取得や利用、ローカルネット

USB インターフェースのワークへの組み込みには、他に、オプションの I/O モジュールとフィールドバス

基準ラインモジュールを使用することができます。

測定ライン

コンパクトで軽量、スマート最適で効率的なリーク検出のために、コンパクトな ス ニ フ ァ ー プ ロ ー ブ は 特 に 重 要 で す。

最適化されたスニファープローブ

HLD6000 のスニファープローブは非常にスリム

HLD6000 には、それぞれの検出対象ガスに応じて最となっています。スニファーチップ内の 2 個のCO2 おま す。

なだけではなく、軽量で人間工学に配慮した形状

LED ライトは、暗い検査場所でのリーク検出を容適なスニファープローブを個別に取り付けることができ
よび R600a /R290 用

スニファープローブの他に、ハロゲンベースの冷媒易にします。検査場所への正確な配置を可能にし、 用として汎用の Smart プローブをご用意していま設定された閾値の超過は、点滅によりユーザーに知らせます。カラーステータス LED はユーザーに準備状態、測定モード、閾値の超過について継続的に知らせるだけでなく、さらにエラーと警告も通知します。

す。

ネットワーク

ランニングコストの低減なアナログインターフェースとデジタルインターフェースを装備が重視されました。そのために、例えば摩耗のないセンサーをより、ローカルネットワークでの HLD6000 のさまざまな通信ることで、トレーニングを受けた要員は内部校正リークを片手HLD6000 のローカルネットワークへの組み込みは簡単です。 HLD6000 の開発に際しては、特に長寿命の堅牢なコンポー
HLD6000 には、オプションの I/O モジュール経由でさまざま ネントの使用に加え、サービスおよびメンテナンスコストの減することができます。オプションのフィールドバスモジュールに使用しています。新設計の COOL-Check ホルダーを使用すで迅速かつ正確に交換することができます。

が可能になります。USB インターフェースを使用すれば、内部メモリーから測定データを転送できるほか、接続された USBスティックへ測定データを直接保存することもできます。さらにUSB インターフェースを使用してソフトウェアのアップデートも可能です。
これはトレーニングを受けた要員であれば、問題なく、ごく簡単に行えます。

検出システムタッチパネルディスプレイ

長寿命の赤外線センサーは冷媒の検出専用に開発されたもので、高い感度とともに、極めて短い応答時間を実現しています。
これにより、水、溶媒、その他の原因による誤アラームが大幅に減ります。

さまざまな設定が可能な INFICON の直感的なメニューガイド付き HMI ナビゲーションが、リークディテクターの操作を非常に簡単なものにしています。
また、リークレート傾向グラフが検出されたリークを最適に表示するので、リーク検出の効率が向上します。

校正ポートcTÜVus 認証取得（NRTL試験済み）

明確な利点• 誤アラームがない

デュアルインレットシステムの採用により、バックグラウンド濃度が高い場合でもリークを効率的に検出できます。

• ランニングコストの低減

長寿命の堅牢なコンポーネントの使用により、製品寿命を通じてランニングコストを極めて低く抑えられます。

• 通信システムにおける持続可能性

オプションで入手可能なフィールドバスシステムにより、産業ネットワークへの完璧な組み込みが可能です。

• 高い使用可能性

内部基準リークCool Checkを片手のみで迅速に交換可能です。

• 操作が簡単

直感的なメニューガイドにより、リークディテクターの操作は非常に簡単です。
人間工学に配慮した形状のスニファープローブにより、オペレーターは長時間使用しても、疲れることがありません。

INFICON の冷媒リークディテクターを使用することにより、環境を汚染する大量の冷媒が大気中に放出されるのを防ぐことができます。

USB インターフェース

USB インターフェースを使用すれば、内部メモリーから測定データを転送できるほか、接続された USB スティックへ測定データを直接保存することもできます。
さらに USB イ

ンターフェースを使用してソフトウェアのアップデートも可能です。
これはトレーニン

グを受けた要員であれば、問題なく、ごく簡
単に行えますスニファーチップのバリエーション

さまざまなバリエーションのスニファーチップをご用意していますので、アクセスしにくい場所でもリークを効率的に検出することができます。

最高の性能を得るための最良の選択

INFICON は計測技術、センサー技術、プロセス制御の分野で世界をリードする技術を提供しています。特に冷媒・空調技術、半導体製造、および自動車生産において INFICON のリークディテクターはプロセス効率、品質保証、環境保護に多大な貢献をします。

INFICON は有能なアドバイザーとしてお客様を支援します。お客様の事業分野の課題を把握し、その要件に最適なソリューションをお客様と一緒に見つけ出します。INFICON は、世界各地に展開する販 売 拠 点 の 専 門 エキスパートにより最 高 のサービスと最 適 なサポートを提 供することを保証いたします。米国、ヨーロッパ、アジアには最新の生産施設があります。

HLD6000
技術データ

検出可能冷媒：
単一ガス検出用プローブ使用
汎用 Smart プローブ使用

R600a / R290、R744（CO2）ハロゲンベースの冷媒

最小検出可能リークレート：
単一ガス検出用プローブ使用
汎用 Smart プローブ使用

1.0 g/a0.5 g/a

応答時間＜1秒

リークレート単位

g/a、mbar l/s、oz/yr、lb/yr、Pa m3/s

デジタル入力 / 出力

入力× 10、出力× 8（I/O1000 モジュール使用時）

運転立ち上げ完了までの時間＜ 30 秒

シリアルインターフェース

RS232（I/O1000 モジュールを使用した場合）またはフィールドバスシステム（Profibus モジュール、PROFINET IO モジュールなどを使用した場合）

寸法（直径、高さ）266 mm、365 mm

重量4.5 kg

許容動作温度

5 ～ 50 ° C

ガス流量

320 sccm

保証

3年

注文情報

製品

部品番号

製品

部品番号

400 mm
500 mm、45 ° オフセット

511-020511-029511-025（CO2）
プローブおよび
HLD6000、R744
510-025（CO2）校正用アダプター付き *R744
510-028
HLD6000、R600a / R290 プローブ付き *510-027
HLD6000、Smart プローブおよびCOOL-Check 校正リーク付き
ベーシック機器には、
スニファーライン 1 本（4.8 m）
および標準スニファーチップ 1 個（100 mm）
がスニファーチップ、100 mm
スニファーチップ、400 mm
スニファーチップ 400 mm、半円状
スニファーチップ用延長

交換用プローブ
スニファーライン（4.8 m）付き：（CO2）プローブ
R744
Smart プローブ
R600a / R290 プローブ

プローブ延長ケーブル、4.8 m含まれます。

オプション、アクセサリー（入力／出力モジュール）
I/O1000 モジュール

Profibus モジュール
PROFINET IO モジュール
Device Net モジュール
イーサネット /IP モジュール

その他のフィールドバスシステムについてはお問い合わせください
データケーブル
（HLD6000-I/O1000）
ケーブル長 2 m
ケーブル長 5 m
ケーブル長 10 m
*Cool-Check なし

w w w . infico n. co mreachu s @in f icon .com

継続的な製品改良のため、仕様は予告なく変更されることがあります。

Kiba43jp1-04 (2006)    © 2020 INFICON

511-045511-047
511-048560-310560-315560-316560-317560-318560-332560-335
560-340防水仕様スニファーチップ

R744（CO2）校正用アダプター
ベーシック機器 HLD6000 には（CO2）プローブが含まれています。
R744

外部テストリーク R134a、（2 ～ 5 g/a）
外部テストリーク R600a、（2 ～ 5 g/a）
外部テストリーク R290、（7 ～ 8 g/a）
外部テストリーク R744
（CO2）、
（2 ～ 3.5 g/a）
外部テストリーク R1234yf、（2 ～ 5 g/a）
外部テストリーク R32、
（2 ～ 8 g/a）

消耗品

スニファーチップ用フィルターホルダー（20 個）
フィルターカートリッジ（20 個）
交換用 COOL-Check（Smart プローブ付き HLD6000 用のみ）
保管期間が限られるため、必要なときにご購入ください。

511-021511-024511-022511-040
511-042122 20122 21
122 31
122 32
122 35
122 36S
511-027511-018511-010