PT0-211４

ポータブル型ガス検知器
GX-9000 シリーズ
GX-9000
GX-9000H
取扱説明書（PT0-211）〒174-8744 東京都板橋区小豆沢 2-7-6
ホームページ https://www.rikenkeiki.co.jp/

目次

目次
1.

製品のアウトライン ...................................................................................................................................... 5
1-1 はじめに .............................................................................................................................................. 5
1-2 使用目的 ............................................................................................................................................. 5
1-3 検知対象ガスおよび製品仕様の確認 .................................................................................................... 7
1-4 危険、警告、注意、注記の定義 ........................................................................................................... 10
1-5 規格および防爆仕様の確認方法 ........................................................................................................ 112.

安全上、大切なお知らせ ............................................................................................................................ 12
2-1 危険事項 ........................................................................................................................................... 12
2-2 警告事項 ........................................................................................................................................... 14
2-3 注意事項 ........................................................................................................................................... 16
2-4 セーフティーインフォメーション ............................................................................................................ 20

3.

製品の構成............................................................................................................................................... 23
3-1 本体および付属品 ............................................................................................................................. 23
3-1-1 本体....................................................................................................................................... 23
3-1-2 付属品 ................................................................................................................................... 24
3-1-3 別売品 ................................................................................................................................... 25
3-2 各部の名称と機能 ............................................................................................................................. 30
3-2-1 本体および電池ユニット .......................................................................................................... 30
3-2-2 操作パネル部 ......................................................................................................................... 32
3-2-3 LCD 表示部 ........................................................................................................................... 34

4.

警報機能 .................................................................................................................................................. 36
4-1 ガス警報の種類 ................................................................................................................................. 36
4-2 ガス警報点 ........................................................................................................................................ 36
4-3 ガス警報の動作 ................................................................................................................................. 42
4-4 故障警報動作.................................................................................................................................... 45
4-5 使用温度範囲外警告 ......................................................................................................................... 46

5.

使用方法 .................................................................................................................................................. 47
5-1 ご使用にあたって ............................................................................................................................... 47
5-2 電池ユニットの脱着と充電 .................................................................................................................. 48
5-2-1 電池ユニットの脱着 ................................................................................................................ 48
5-2-2 リチウムイオン電池ユニット（BUL-9000）の充電 ....................................................................... 50
5-2-3 乾電池ユニット（BUD-9000）の電池の交換 .............................................................................. 52
5-3 ガス採集棒の接続 ............................................................................................................................. 54
5-4 電源を入れる..................................................................................................................................... 55
5-5 硫化水素測定モードのレンジを切り替える（GX-9000H）....................................................................... 60
5-6 測定モードでエア調整を行う ............................................................................................................... 61
5-7 測定する ........................................................................................................................................... 64
5-7-1 ガス濃度を測定する................................................................................................................ 67
5-7-2 可燃性ガス濃度のレンジ切り替えポイント ................................................................................ 69
5-7-3 測定モードでの基本動作フロー ............................................................................................... 70
5-7-4 コンファメーションビープ動作について ...................................................................................... 72
5-8 ガス濃度のログを記録する（スナップロガ） ........................................................................................... 73
5-9 ポンプを停止する ............................................................................................................................... 74
5-10 電源を切る ...................................................................................................................................... 75

2 / 204

目次

6.

各種設定（ディスプレイモード）.................................................................................................................... 76
6-1 ディスプレイモードの項目 ................................................................................................................... 76
6-2 ディスプレイモードに切り替える........................................................................................................... 79
6-3 設定値の確認.................................................................................................................................... 80
6-3-1 PEAK 値をクリアする .............................................................................................................. 80
6-3-2 スナップロガ（ガス濃度/警報状態）を表示する .......................................................................... 81
6-3-3 調整記録を表示する ............................................................................................................... 82
6-3-4 バンプ記録を表示する ............................................................................................................ 83
6-3-5 警報点を表示する................................................................................................................... 84
6-4 ディスプレイモードの設定 ................................................................................................................... 86
6-4-1 NCF/TEF センサのレンジを設定する ....................................................................................... 86
6-4-2 可燃性ガスの読み替えガス種を選択する ................................................................................. 87
6-4-3 揮発性有機化合物（VOC）の読み替えガス種を選択する .......................................................... 89
6-4-4 ユーザーID を設定する ........................................................................................................... 91
6-4-5 ステーション ID を設定する ...................................................................................................... 92
6-4-6 Bluetooth 機器の接続を設定する ............................................................................................ 93
6-4-7 ブザー音量を設定する ............................................................................................................ 94
6-4-8 表示言語を英語に切り替える（ATEX/IECEx 仕様）................................................................... 95
6-4-9 表示言語を日本語に切り替える（国内防爆仕様） ...................................................................... 96

7.

各種設定（ユーザーモード） ........................................................................................................................ 97
7-1 ユーザーモードの表示項目 ................................................................................................................ 97
7-2 ユーザーモードに切り替える ............................................................................................................... 99
7-3 ガス警報の設定 ............................................................................................................................... 100
7-3-1 警報点を設定する................................................................................................................. 100
7-3-2 警報タイプを設定する ........................................................................................................... 104
7-3-3 警報動作を設定する ............................................................................................................. 106
7-3-4 警報点をリセットする ............................................................................................................. 107
7-3-5 警報機能のオン/オフを設定する ............................................................................................ 108
7-4 その他のユーザーモードの設定........................................................................................................ 109
7-4-1 ブザー音を設定する.............................................................................................................. 109
7-4-2 CO2 エア調整のオン/オフを設定する ...................................................................................... 110
7-4-3 ベースガス調整用のガス種を選択する................................................................................... 111
7-4-4 日時を設定する .................................................................................................................... 112
7-4-5 表示言語を設定する ............................................................................................................. 113
7-4-6 バージョン情報を表示する ..................................................................................................... 114

8.

保守点検 ................................................................................................................................................ 116
8-1 点検の頻度と点検項目 .................................................................................................................... 116
8-2 ガス調整を行う ................................................................................................................................ 118
8-2-1 ガス調整の準備.................................................................................................................... 118
8-2-2 エア調整を行う ..................................................................................................................... 122
8-2-3 CO2 ゼロ調整を行う .............................................................................................................. 124
8-2-4 ベースガス調整を行う ........................................................................................................... 127
8-2-5 スパン調整の設定を行う ....................................................................................................... 129
8-2-6 スパン調整を行う .................................................................................................................. 134
8-3 バンプテストを行う ........................................................................................................................... 136
8-4 警報テストを行う .............................................................................................................................. 138
8-5 清掃方法 ......................................................................................................................................... 139
8-6 各部品の交換.................................................................................................................................. 140

3 / 204目次

8-6-1 定期交換部品 ...................................................................................................................... 140
8-6-2 ガス採集棒のダストフィルターの交換 ..................................................................................... 142
8-6-3 VOC 用センサのメンテナンス ................................................................................................ 143
9.

保管および廃棄について ......................................................................................................................... 148
9-1 保管または長期間使用しない場合の処置 ......................................................................................... 148
9-2 再度使用する場合の処置................................................................................................................. 149
9-3 製品の廃棄 ..................................................................................................................................... 149

10.

トラブルシューティング ............................................................................................................................. 150
10-1 機器の異常 ................................................................................................................................... 150
10-2 指示値の異常 ................................................................................................................................ 154

11.

製品仕様 ................................................................................................................................................ 155
11-1 本体の仕様 ................................................................................................................................... 155
11-1-1 GX-9000 の仕様 ................................................................................................................ 155
11-1-2 GX-9000H の仕様.............................................................................................................. 157
11-2 センサの仕様 ................................................................................................................................ 158
11-2-1 可燃性ガス用センサ ........................................................................................................... 158
11-2-2 二酸化炭素用センサ ........................................................................................................... 162
11-2-3 酸素用センサ ..................................................................................................................... 163
11-2-4 毒性ガス用センサ ............................................................................................................... 165
11-2-5 VOC 用センサ .................................................................................................................... 169

12.

付録 ....................................................................................................................................................... 170
12-1 データロガ機能 .............................................................................................................................. 170
12-2 100 %LEL 換算表 ......................................................................................................................... 172
12-3 ゼロサプレス機能 .......................................................................................................................... 173
12-4 ゼロ追尾機能 ................................................................................................................................ 174
12-5 揮発性有機化合物（VOC）読み替えガスリスト ................................................................................. 175
12-6 定電位電解式センサの干渉一覧 .................................................................................................... 198
12-7 電波法認証について ...................................................................................................................... 201
12-8 保証規定 ....................................................................................................................................... 203
12-8-1 製品保証............................................................................................................................ 203
12-8-2 センサ保証 ......................................................................................................................... 203

4 / 204

1. 製品のアウトライン

1-1 はじめに1

製品のアウトライン
1-1 はじめにこのたびは、ポータブル型ガス検知器 GX-9000 シリーズ（以下、「本器」）をお買い上げいただきありがとうございます。
本取扱説明書は、本器の取り扱い方法と仕様を説明したものです。本器を正しく使用していただくために必要な事項が記載されています。
お使いになる前によくお読みいただき、内容を理解した上で本器をご使用ください。
また、この取扱説明書は本器をご使用中、いつでもご覧いただけるよう、お手元に保管してください。
なお、製品改良のために、この説明書の内容を将来予告なしに変更することがあります。また、この説明書の全部または一部を無断で複写または転載することを禁じます。
以下の別売品を使用する場合は、各取扱説明書についても参照してください。
 データロガマネジメントプログラム SW-9000Series 取扱説明書（PT0-208）
 設定プログラム MT-9000Series 取扱説明書（PT0-209）
保証期間の内外を問わず本器を使用することによって生じたいかなる事故および損害の補償はいたしません。
‘12-8 保証規定’に記載されている保証規定を必ずご確認ください。

＜本取扱説明書が対象とする製品型式＞
本器をご使用になる前に、お買い求めの製品型式と本取扱説明書が対象とする製品型式が一致することをご確認ください。
 GX-9000
 GX-9000H

1-2 使用目的
本器は、空気中において可燃性ガス（%LEL）、酸素（O2 ）（酸素欠乏、過剰酸素）、一酸化炭素（CO）、硫化水素（H2S）、二酸化炭素（CO2）、アンモニア（NH3）、塩素（Cl2）、オゾン（O3）、塩化水素（HCl）、二酸化硫黄（SO2）、シアン化水素（HCN）、揮発性有機化合物（VOC）、また窒素（N2 ）中やイナートガス中において高濃度の可燃性ガス（vol%）、酸素（O2）を検知できる複合型のガス検知器です。
1 台で最大 6 種類のガス濃度を測定し、警報機能によりガス濃度が警報点に達した場合、または超えた場合に警報発報します。
本器が測定する可燃性ガスは、一般的な工場やオイルタンカーなどで使用するメタン（CH4）、一般可燃性ガスのイソ
ブタン（HC（i-C4H10））、水素（H2）、アセチレン（C2H2）です。
なお、本器は測定結果により、生命・安全の保障をするものではありません。
ご使用前に仕様を再度ご確認いただき、目的に応じた正しいガス測定を行ってください。

5 / 204

1. 製品のアウトライン

1-2 使用目的

本器に搭載可能なセンサは以下のとおりです。
センサの種類

検知原理

センサ型式
NCF-6322P（CH4/HC(i-C4H10)/H2/C2H2）

NCF センサ

ニューセラミック式

TEF センサ

熱伝導式

TEF-7520P（CH4/HC(i-C4H10)/H2）

IRF センサ

非分散型赤外線式（NDIR）

IRF-4341（CH4）
IRF-4345（HC(i-C4H10)）

二酸化炭素用センサ

IRF センサ

非分散型赤外線式（NDIR）

IRF-4443（CO2）

酸素用センサESR センサ

定電位電解式ESR-X13P（O2）

定電位電解式ESR-A13i（H2S）（低濃度用）
ESR-A13P（CO）

ESF センサ

定電位電解式ESF-A24R2（H2S）（高濃度用）
ESF-B242（NH3）
ESF-C930（Cl2）
ESF-B249（O3）
ESF-A24E2（HCl）
ESF-A24D4（SO2）
ESF-A24D（HCN）（国内防爆仕様）

PIF センサ

光イオン化式（PID）

PIF-001（VOC、10.6 eV、ppb）
PIF-002（VOC、10.6 eV、ppm）
PIF-003（VOC、10.0 eV、ppm）

可燃性ガス用センサ

ESR センサ

毒性ガス用センサ

VOC※用センサ※揮発性有機化合物

6 / 204

1. 製品のアウトライン

1-3 検知対象ガスおよび製品仕様の確認

1-3 検知対象ガスおよび製品仕様の確認
本器は、搭載するセンサにより検知対象ガスが異なります。
ご使用前に、製品コードから検知対象ガスを確認してください。
GX-9000 シリーズは製品コードの英数字の組み合わせにより以下のように分類されます。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫
防爆仕様

Bluetooth（BLE）機能
バッテリーの種類
F センサ（F2、F3）の組み合わせ
F センサ（F1）の組み合わせ
R センサの組み合わせ
製品型式＜GX-9000/GX-9000H 共通＞①：製品型式記号

内容C

GX-9000

D

GX-9000H②：R センサの組み合わせ
記号

R1

R2

0

R3

なし（ダミーセンサ）

1

ESR-X13P（O2）

ESR-A13i（H2S）

ESR-A13P（CO）

2

ESR-X13P（O2）

ESR-A13i（H2S）

なし（ダミーセンサ）

3

ESR-X13P（O2）

なし（ダミーセンサ）

ESR-A13P（CO）

4

ESR-X13P（O2）5

なし（ダミーセンサ）

ESR-A13i（H2S）

ESR-A13P（CO）

6

なし（ダミーセンサ）

ESR-A13i（H2S）

なし（ダミーセンサ）

7

なし（ダミーセンサ）

なし（ダミーセンサ）

7 / 204

ESR-A13P（CO）

1. 製品のアウトライン

1-3 検知対象ガスおよび製品仕様の確認＜GX-9000 の場合＞③④：F センサ（F1）の組み合わせ
記号

F1

00

なし（ダミーセンサ）

P1

PIF-001（VOC、10.6 eV、ppb）

P2

PIF-002（VOC、10.6 eV、ppm）

P3

PIF-003（VOC、10.0 eV、ppm）

E1

ESF-B242（NH3）E2

ESF-C930（Cl2）※1

E3

ESF-B249（O3）※1

E4

ESF-A24E2（HCl）

E5

ESF-A24D4（SO2）

E6

ESF-A24D（HCN）国内防爆仕様

R5

IRF-4443（CO2）※2※1 本センサを選択した場合、②R センサの組み合わせにおいて、ESR-A13i（H2S）は搭載不可※2 ⑤ ～ ⑧F センサ（F2、F3）の組み合わせにおいて、F3 に NCF-6322P を搭載時のみ選択可⑤ ～ ⑧：F センサ（F2、F3）の組み合わせ
記号

F2

F3

00 00

なし（ダミーセンサ）

00 N1

なし（ダミーセンサ）

NCF-6322P（CH4）

T1 N1

TEF-7520P（CH4）

NCF-6322P（CH4）00 N2なし（ダミーセンサ）

NCF-6322P（HC(i-C4H10)）

T2 N2

TEF-7520P（HC(i-C4H10)）

NCF-6322P（HC(i-C4H10)）00 N4なし（ダミーセンサ）

NCF-6322P（H2）※3

T4 N4

TEF-7520P（H2）

NCF-6322P（H2）※300 N5なし（ダミーセンサ）

NCF-6322P（C2H2）※3※4なし（ダミーセンサ）

R1 00

IRF-4341（CH4）

R1 R5

IRF-4341（CH4）

IRF-4443（CO2）R2 00

IRF-4345（HC(i-C4H10)）なし（ダミーセンサ）

R2 R5

IRF-4345（HC(i-C4H10)）

IRF-4443（CO2）00 R5なし（ダミーセンサ）

IRF-4443（CO2）※3 本センサを選択した場合、②R センサの組み合わせにおいて、ESR-A13P（CO）は搭載不可※4 本センサを選択した場合、③④F センサ（F1）の組み合わせにおいて、ESF-A24D4（SO2）、ESF-A24D（HCN）は搭載不可

8 / 204

1. 製品のアウトライン

1-3 検知対象ガスおよび製品仕様の確認＜GX-9000H の場合＞③④：F センサ（F1）の組み合わせ
記号

F1

E8

ESF-A24R2（H2S）⑤ ～ ⑧：F センサ（F2、F3）の組み合わせ
F2

記号

F3

00 00

なし（ダミーセンサ）

00 R1

なし（ダミーセンサ）

IRF-4341（CH4）00 R2

なし（ダミーセンサ）

IRF-4345（HC(i-C4H10)）＜GX-9000/GX-9000H 共通＞⑨：バッテリーの種類
記号

仕様

L

リチウムイオン電池ユニット BUL-9000

D乾電池ユニット BUD-9000⑩：Bluetooth（BLE）機能
記号

仕様

0

Bluetooth 非対応

1

Bluetooth 対応⑪⑫：防爆仕様記号仕様

00

国内防爆仕様50

ATEX/IECEx 仕様＜製品コードの表示例＞
たとえば、以下の製品コードの仕様は次のようになります。
製品コードの例
製品型式
R1
R センサ

F センサ

バッテリーの種類
Bluetooth（BLE）機能
防爆仕様

C1P1T1N1L0 00

C7P2R100D1 50

GX-9000

GX-9000

D2E800R1L1 00
GX-9000H

ESR-X13P（O2）なし

ESR-X13P（O2）R2

ESR-A13i（H2S）なし

ESR-A13i（H2S）

R3

ESR-A13P（CO）

ESR-A13P（CO）

なし

F1

PIF-001（VOC、10.6eV、ppb）

PIF-002（VOC、10.6eV、ppm）

ESF-A24R2（H2S）

F2

TEF-7520P（CH4）

IRF-4341（CH4）なし

F3

NCF-6322P（CH4）なし

IRF-4341（CH4）

BUL-9000

BUD-9000

BUL-9000

非対応

対応

対応

国内防爆仕様

ATEX/IECEx 仕様

国内防爆仕様9 / 204

1. 製品のアウトライン

1-4 危険、警告、注意、注記の定義

1-4 危険、警告、注意、注記の定義
本取扱説明書では、表示内容を無視して誤った取り扱いをしたときに生じる被害の程度を、以下のように区分して説
明します。

危険

取り扱いを誤った場合、人命、人体または物に重大な被害を及ぼすことが想定されることを警告

取り扱いを誤った場合、身体または物に重大な被害を及ぼすことが想定されることを意味し

注意取り扱いを誤った場合、身体または物に軽微な被害を及ぼすことが想定されることを意味し意味します。

ます。

ます。

その他、取り扱い上のアドバイスを、以下のように表示して説明します。

注記

本器を取り扱う上で知っていると役に立つ事項を意味します。

10 / 204

1. 製品のアウトライン

1-5 規格および防爆仕様の確認方法

1-5 規格および防爆仕様の確認方法
本器は、規格や防爆検定の種類によって仕様が異なります。ご使用になる前に、お手元にある製品の仕様を確認してください。また、CE マーキング仕様をご使用になる場合は、付録の自己宣言書（Declaration of Conformity）を参照してください。
製品の仕様は、製品に貼り付けられている銘板より確認してください。

Ex マーク/CE マーク
貼り付け位置

型式検定合格標章
貼り付け位置

防爆構造電気機械器具型式検定（国内防爆）仕様の銘板例

11 / 204

ATEX/IECEx 仕様の銘板例

2. 安全上、大切なお知らせ

2-1 危険事項

2

安全上、大切なお知らせ
本器の性能を維持し、安全にお使いいただくため、以下の危険、警告、注意事項を守ってください。

2-1 危険事項

危険
本体の防爆に関して 回路、構造などを改造したり変更したりしないでください。
 本器を携帯して危険な場所で使用する場合は、静電気の帯電による危険防止総合対策として、以下を遵守してください。
・ 使用する衣服は帯電防止作業服、履物は導電性履物（帯電防止作業靴）を使用する。
・ 屋内では、導電性作業床（漏洩抵抗 10MΩ 以下）の環境で使用する。
 本器は防爆型です。指定部品を除いて分解や改造を行うことはできません。
 本体のブザー放音口に衝撃を与えないようにしてください。
 本体の定格は以下のとおりです。
電源：

ユーザー交換可能なリチウムイオン電池ユニット モデル BUL-9000 または
ユーザー交換可能な乾電池ユニット モデル BUD-9000

周囲温度※：-40 ℃ ～ +60 ℃※ 周囲温度とは防爆性能を維持できる温度範囲であり、製品性能を満足する使用温度範囲ではありません。
使用温度範囲については‘11-1 本体の仕様’および‘11-2 センサの仕様’を参照してください。
電池ユニットの防爆に関して
 回路、構造などを改造したり変更したりしないでください。
 本器を携帯して危険な場所で使用する場合は、静電気の帯電による危険防止総合対策として、以下を遵守してください。
・ 使用する衣服は帯電防止作業服、履物は導電性履物（帯電防止作業靴）を使用する。
・ 屋内では、導電性作業床（漏洩抵抗 10MΩ 以下）の環境で使用する。
 電池ユニットは本ユニットと組み合わせ評価し、検定に合格した本体と組み合わせる場合のみ使用可能です。
接続できる本体は GX-9000 または GX-9000H です。
 リチウムイオン電池ユニット BUL-9000 の定格は以下のとおりです。
電源：

DC 3.7 V 250 mA

充電端子許容電圧： DC 5.7 V（SELV に限る）
周囲温度※：-40 ℃ ～ +60 ℃※ 周囲温度とは防爆性能を維持できる温度範囲であり、製品性能を満足する使用温度範囲ではありません。
使用温度範囲については‘11-1 本体の仕様’および‘11-2 センサの仕様’を参照してください。

12 / 2042. 安全上、大切なお知らせ

2-1 危険事項

 乾電池ユニット BUD-9000 の定格は以下のとおりです。
電源：

DC 4.5 V 250 mA

通信端子許容電圧： DC 5.7 V（SELV に限る）
周囲温度※：-40 ℃ ～ +60 ℃※ 周囲温度とは防爆性能を維持できる温度範囲であり、製品性能を満足する使用温度範囲ではありません。
使用温度範囲については‘11-1 本体の仕様’および‘11-2 センサの仕様’を参照してください。
ご使用において マンホールの中や密閉場所を測定する場合、絶対にマンホールの入り口に身を乗り出したり、中をのぞき込んだりしないでください。酸素欠乏空気、その他のガスが吹き出す可能性があり危険です。
ガス排出口に関して
 ガス排出口から酸素欠乏空気などが排出される場合があります。絶対に吸気しないでください。
 高濃度(100 %LEL 以上)のガスが排出される場合があります。絶対に火気を近づけないでください。

13 / 2042. 安全上、大切なお知らせ

2-2 警告事項

2-2 警告事項

警告
万一、本器に異常が見つかった場合
 すみやかに販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。最寄りの営業所につきましては、弊社ホー
ムページよりご確認ください。
ホームページ https://www.rikenkeiki.co.jp/
サンプリングポイントの圧力 本器は大気圧状態の雰囲気のガスを吸引するように作られています。本器のガス吸入口（GAS IN）、ガス排出口（GAS OUT）に過大な圧力をかけると、内部から検知対象ガスが漏洩する可能性があり危険です。過大な圧力がかからないようにして使用してください。
 大気圧以上の圧力がある場所にガス採集チューブを直接接続しないでください。内部の配管系統が破損する可能性があります。
センサの取り扱い
 センサは絶対に分解しないでください。
特に、定電位電解式センサには有害性のある電解液が入っています。電解液に触れると、皮膚がただれるおそれがあります。また、目に入ると失明するおそれがあります。衣服に付着した場合は、変色したり、穴があいたりするおそれがあります。
万一、電解液に触れた場合は、触れた部分を直ちに水で十分洗浄してください。
 酸素用センサの調整時は、窒素（N2）以外のバランスガスを使用しないでください。酸素（O2）の指示誤差が大きくなり、正確な測定ができません。
周辺空気でのエア調整
 エア調整を周辺空気で行う場合は、周辺が清浄な空気であることを確認してから行ってください。雑ガスや干渉ガスなどが存在する状態で行うと、正しい調整が行えず、実際にガスが漏洩した場合、正しく検知できず危険です。
ガス警報が出た時の対応
 ガス警報を発した場合は大変危険です。お客様の判断により安全を確保した上で適切な処置を行ってください。
電池残量の確認
 使用する前に、電池の残量を確認してください。初めて使用する前、および長期間使用しなかった場合は、電池が消耗していることが考えられます。必ず満充電にするか、新しい電池に交換してから使用してください。
 電池電圧低下警報が発報されると、ガス測定を行えなくなります。使用中に発報した場合は、電源を切り、安全な場所ですみやかに充電または電池を交換してください。
その他
 降雨にさらされた状態で使用したり、水中に沈めたりしないでください。機器内部に水が浸入し、機器およびセンサが故障するおそれがあります。また故障に至らない場合でも、センサ部が濡れるとガスを検知できなくなる
おそれがあります。
 本器を使用する場合は、必ず本器が空気を吸引できるようにしてください。本器の吸入口がふさがれた状態の場合、正しい測定ができなくなり、事故につながるおそれがあります。
 本器を-10 ℃以下の低温で長時間放置しないでください。ポンプ弁が硬くなり、ポンプが正常に動作しない場合があります。

14 / 2042. 安全上、大切なお知らせ

2-2 警告事項

 火中に投げ入れないでください。
 洗濯機や超音波洗浄機などで本器を洗わないでください。
 ブザー放音口をふさがないでください。警報音が出なくなります。
 電源を入れた状態で電池ユニットを外さないでください。
 本器にウォータートラップ（別売品）を装着したまま移動するなどして、振動や衝撃を与えないでください。ガス
吸入口（GAS IN）が破損する可能性があります。

15 / 2042. 安全上、大切なお知らせ

2-3 注意事項

2-3 注意事項

注意
油・薬品等がかかるような場所では使用しないでください。また故意に水中に沈めるようなことは避けてください。
 本器に油・薬品など液体がかかるような場所は避けて使用してください。
 本器は耐水圧設計ではありません。水圧がかかると内部に水が浸入するおそれがあるため、蛇口、シャワーなどの水を直接当てることは避けてください。なお、本器の防水性能は真水、水道水にのみの対応で、温水や塩水、洗剤、薬品、汗などには対応しておりません。
 ガス吸入口（GAS IN）、およびガス排出口（GAS OUT）は防水構造ではありません。この箇所から雨水等水の浸入がないように注意してください。ガスを測定できなくなります。
 本器を水や泥の溜まるような場所に置かないでください。このような場所に置くとブザー放音口、ガス吸入口（GAS IN）などから水や泥が入り故障の原因となることがあります。
 汚水、粉塵、金属粉等を吸引すると、センサの感度が著しく低下します。このような環境下では十分に注意してご使用ください。
 防塵防水構造の IP66/68（IPx8 は水深 2 m / 1 時間浸漬し、水の侵入なきこと）は、相当する条件にさらされている間、またはさらされた後に、本器がガスを検知するかどうかを示すものではありません。必ず、粉塵や水を除去するようにしてください。
使用温度範囲を超える場所では使用しないでください。
 本器の使用温度範囲を超えた高温、低温環境下でのご使用は避けてください。
 直射日光が当たる場所での長時間にわたる使用は極力避けてください。
 炎天下駐車の車内での保管は避けてください。
本器やガス採集チューブ中に結露が発生しないよう使用湿度範囲を守ってください。
 本器やガス採集チューブ中に結露が発生すると、詰まったり、ガスが吸着したりするなど正確なガス測定を行えなくなりますので、結露の発生は厳禁となります。
本器の使用環境とあわせて、サンプリング先の温度、湿度には十分注意し、本器中に結露が発生しないようにしてください。
本器の近くでは、トランシーバーを使用しないでください。
 本器の近くでトランシーバー等による電波が出力されると、指示に影響する場合があります。トランシーバーなどを使用する場合には、本器から離れ、影響の出ないところで使用してください。
 強い電磁波の発生する機器（高周波機器・高電圧機器）の近くでのご使用は避けてください。
フロー確認表示が回転動作していることを確認してください。
 フロー確認表示が動作していない場合は、正しいガス測定ができません。吸引動作が正常であることを確認してください。
動作状態表示が点滅していることを確認してください。
 LCD の動作状態表示が点滅していない場合は、正しいガス測定ができません。（‘3-2-3 LCD 表示部’参照）
定期的な点検を必ず行ってください。
 本器は保安計器ですので、定期的な点検を必ず行ってください。点検を行わずに使用を続けると、センサの感度が変化し、正確なガス測定を行えません。

16 / 2042. 安全上、大切なお知らせ

2-3 注意事項

その他
 むやみにボタンを押すと、各設定が変更されてしまい、警報が正常に作動しないことがあります。本取扱説明書に記載されている以外の操作は行わないでください。
 落下させたり、衝撃を与えたりしないでください。精度の低下を招くことがあります。
 本器を充電しながら使用しないでください。
 ブザー放音口を先の尖ったもので突かないでください。故障や破損の原因となり、異物等が浸入する可能性があります。
 LCD 表示部のパネルシートを剥がさないでください。防塵性能が損なわれます。
センサに関して
 本器に急激な圧力変化を与えないでください。酸素（O2）の指示値が一時的に変化して正確な測定ができません。
 吸着性の高いガスを吸引した後は、清浄な空気を吸引し、指示値がゼロに戻ったことを確認してから使用してください。
 吸着性の高いガスを測定する際に、別売品の浮子付きサンプリングチューブまたは錘付きサンプリングチュー
ブを使用した場合、チューブ内にガスが吸着し、測定ポイントに実際に存在する検知対象ガス濃度よりも低く指示する場合があります。注意してください。
 センサによっては、検知対象ガス以外のガスに対してもプラス方向に感度を有する場合があります。
それらのガスが共存する環境で使用した場合、実際に存在する検知対象ガス濃度よりも高く指示するおそれがありますので、注意してください。
＜センサがプラス方向に感度を有して干渉するガス例＞
センサの検知原理

検知対象ガス名

干渉ガス名

ニューセラミック式

メタン（CH4）/イソブタン（HC(i-C4H10)）/水素（H2）/アセチレン（C2H2）

全ての可燃性ガス

非分散型赤外線式（NDIR）

メタン（CH4）/イソブタン（HC(i-C4H10)）

炭化水素系の可燃性ガス

光イオン化式（PID）

揮発性有機化合物（VOC）

全ての揮発性有機化合物（VOC）

 定電位電解式センサは、原理上干渉ガスによって、マイナス方向に感度を有する場合があります。干渉ガスが共存する環境では、実際に存在する検知対象ガス濃度よりも低く指示する場合があり、特に高濃度では指示値がマイナスに触れ、M OVER 警報を発することがあります。注意してください。（‘12-6 定電位電解式センサの干渉一覧’参照）
 シリコーン化合物、ハロゲン化物、高濃度の硫化物、高濃度の溶剤ガスなどが存在する環境にてニューセラ
ミック式の可燃性ガス用センサを使用した場合、センサの寿命が短くなったり、センサの可燃性ガスに対する感度が低下し、正確な指示を得られなかったりするおそれがあります。
やむを得ず使用する場合は使用時間を極力短くし、使用後は清浄な空気を吸引して指示の戻りを確認し、指示がふらつくなどの異常がないことを確認してください。
 本器のニューセラミック式の可燃性ガス用センサ（%LEL）が正確なガス測定およびガス濃度表示をするには、
10 vol%以上の酸素濃度が必要です。
 センサの特性上、通電直後は正確な値を示さない場合があります。電源を入れてから 1 分以上の暖機を行い、指示が安定してから使用してください。また、ガス調整をする場合は、電源を入れてから 10 分以上の暖機を行ってから実施してください。
 高濃度の揮発性有機化合物（VOC）と接触した場合、一酸化炭素用センサの指示値が上昇する可能性があります。指示値が上昇して戻らない場合、一酸化炭素用センサの活性炭フィルターの交換が必要です。活性炭
フィルターの交換については販売店または最寄りの弊社営業所にご連絡ください。
 一酸化炭素用センサおよび硫化水素用センサは低温および高温時にゼロ点が変動する可能性があります。その場合は、環境雰囲気下でエア調整を行ってください。

17 / 2042. 安全上、大切なお知らせ

2-3 注意事項

 硫化水素用センサは、急激な温度変化に対して一時的な変動を示す可能性があります。環境雰囲気下で十分になじませてから使用してください。
 VOC 用センサは、高濃度のメタン（CH4）、エタン（C2H6）、プロパン（C3H8）などを吸引した場合、濃度表示部に［- - - -］を表示し、ランプが点滅してブザーが鳴り、一時的に測定できなくなることがあります。これらのガスが存在する環境では、濃度表示部に［- - - -］が表示されない場合でも、VOC 濃度を正しく測定できないおそれがありますので注意してください。
なお、VOC 用センサの濃度表示部に［- - - -］が表示されている場合でも、VOC 用センサ以外の影響を受けないセンサは継続して測定できます。
＜VOC 用センサの濃度表示部に［- - - -］が表示される干渉ガス例＞
干渉ガス名

濃度

メタン（CH4）

6 vol%以上

エタン（C2H6）

80 vol%以上

プロパン（C3H8）

90 vol%以上

電池交換について 電池を交換する場合は、必ず本器の電源を切ってください。
 電池を交換する場合は、6 本とも新しい電池を使用してください。
 本器防爆規格の条件を満たすためには、以下の乾電池の使用が必要です。
（乾電池ユニットを使用する場合のみ）
国内防爆仕様：東芝製単 3 形アルカリ乾電池（LR6）6 本

ATEX/IECEx 仕様 ：東芝製単 3 形アルカリ乾電池（LR6）6 本または DURACELL 製（MN1500）6 本
 電池の極性に注意してください。
使用に関して 低温度の環境では、電池の性能上、使用時間が短くなります。
 低温時は LCD 表示の応答が遅くなる場合があります。
 エア調整は、使用環境に近い状態の圧力、温湿度条件下かつ清浄な空気中で行ってください。
 エア調整は指示が安定してから行ってください。
 保管場所と使用場所の温度が 15 ℃以上急変するような場合、電源を入れた状態で使用場所と同様の環境下にて 10 分程度馴染ませ、清浄な空気中でエア調整を行ってから使用してください。
 本器の汚れを拭き取る際、水をかけたり、アルコールやベンジン等の有機溶剤を使用したりしないでください。
本器表面が変色したり、損傷したりする可能性があります。
 長期間使用しない場合でも、6 ヶ月に 1 度は電源を入れ、ポンプが吸引することを確認してください（3 分間程度）。長期間動作しないと、ポンプのモータ内のグリスが固まり動作しなくなることがあります。
 長期保管後、再度使用する場合は必ずエア調整を行ってください。エア調整を含めて、再調整は弊社営業所までご連絡ください。

18 / 2042. 安全上、大切なお知らせ

2-3 注意事項

 周囲に下記の雑ガスが存在する場所で使用しないでください。
＜センサのガス感度を低下させるガス＞
センサの種類

雑ガスの種類NCF センサ（ニューセラミック式）

・ D4 シロキサン、D5 シロキサンなどの有機シリコンガス、同時に搭載するセンサの検知範囲を超える濃度の SOx、硫化水素（H2S）などの硫黄系ガス
・ エチレンオキシド（C2H4O）、アクリロニトリル（C3H3N）、ブタジエン（C4H6）、スチレン（C8H8）などの重合物質
・ リン化合物、ハロゲン化炭化水素、金属蒸気などの触媒毒※影響度合はセンサ型式によります。

TEF センサ（熱伝導式）なし

IRF センサ（非分散型赤外線式（NDIR））

なし

ESF/ESR センサ（定電位電解式）

センサによって異なります。

＜センサを腐食させるガス＞
センサの種類

雑ガスの種類NCF センサ（ニューセラミック式）

SOx、NOx などの腐食性ガス、フッ化水素（HF）、塩化水素（HCl）などの酸性ガス

TEF センサ（熱伝導式）

高濃度の有機系ガス、高濃度のアルコール（C2H6O）

IRF センサ（非分散型赤外線式（NDIR））

SOx、NOx などの腐食性ガス、フッ化水素（HF）、塩化水素（HCl）などの酸性ガス

ESF/ESR センサ（定電位電解式）

なし

 周囲に下記の干渉ガスが存在する場所に設置する場合は注意してください。
センサの種類

雑ガスの種類NCF センサ（ニューセラミック式）

対象ガス以外の炭化水素、アルコール（C2H6O）、有機溶剤など

TEF センサ（熱伝導式）

有機系ガス、アルコール（C2H6O）、二酸化炭素（CO2）、アルゴン（Ar）

IRF センサ（非分散型赤外線式（NDIR））

可燃性センサ：対象ガス以外の炭化水素、アルコール（C2H6O）、有機溶剤、水（H2O）など
二酸化炭素用センサ：高濃度の一酸化炭素（CO）、亜酸化窒素（N2O）、一酸
化窒素（NO）など

ESF/ESR センサ（定電位電解式）

センサによって異なります。

19 / 2042. 安全上、大切なお知らせ

2-4 セーフティーインフォメーション

2-4 セーフティーインフォメーション＜本器の概要＞
本器は、吸引式ポータブル型ガス検知器です。最大 6 種類のガスを測定できます。ガス濃度が警報点を超えると、
LCD 表示部、LED、ブザーが作動して警報を知らせます。
酸素、硫化水素、一酸化炭素の測定用に最大 3 つの R センサと、可燃性ガス、毒性ガス、二酸化炭素、揮発性有機化合物を測定する F センサを 3 つまで取り付けることができます。
F センサは濃度の計算までを内部で処理し、ガス濃度のデジタルデータをメイン CPU に送信します。
ガスのサンプリングは、装置内に取り付けられたポンプで行います。GX-9000 は 1 台のポンプを内蔵しており、搭載した全てのセンサを用いて同時に測定します。GX-9000H は内部で 2 系統に分かれており、測定対象のガスに応じて手動で 2 台のポンプを切り替えて測定します。

＜電源＞
 本器には、リチウムイオン電池ユニット（BUL-9000）または乾電池ユニット（BUD-9000）のいずれかを装着できます。
 BUL-9000 は充電式のリチウムイオン電池専用です。パナソニック製 NCR18650GA 電池（3 本）を並列で使用します。
 BUD-9000 は乾電池を使用します。国内防爆仕様においては、東芝製 LR6（6 本）を使用可能です。ATEX/IECEx
仕様においては、東芝製 LR6（6 本）または DURACELL 製 MN1500（6 本）を使用可能です。6 つの電池を 3 つずつ直列につないで使用します。
 リチウムイオン電池ユニットと乾電池ユニットの電池は短絡時の温度上昇が異なるため、温度範囲や等級が異なります。
 乾電池ユニットは、ユーザーが電池を交換します。
 電池の充電は、専用の AC アダプターまたは IEC 60950 適合認定の SELV 電源、IEC62368-1 適合認定の ES1電源を使用して行います。充電器の最大電圧が DC 5.7 V を超えないようにしてください。
 上記の要件を満たす PC との USB データ通信を行うことができます。
 電池の充電と交換は、必ず安全な場所で行ってください。
 バックアップ用電池は、マクセル製 CR1220 です。

＜国内防爆仕様＞
防爆等級
本体

Ex da ia ⅡC T4 Ga（可燃性ガスセンサ NCF-6322 を搭載する場合）
Ex ia ⅡC T4 Ga（可燃性ガスセンサ NCF-6322 を搭載しない場合）

リチウムイオン電池ユニット：BUL-9000

Ex ia ⅡC T4 Ga

乾電池ユニット：BUD-9000

Ex ia ⅡC T4 Ga

準拠する防爆指針
本体

JNIOSH-TR-46-1:2020
JNIOSH-TR-46-2:2018
JNIOSH-TR-46-6:2015

リチウムイオン電池ユニット：BUL-9000

JNIOSH-TR-46-1:2020
JNIOSH-TR-46-6:2015

乾電池ユニット：BUD-9000

JNIOSH-TR-46-1:2020
JNIOSH-TR-46-6:2015

20 / 2042. 安全上、大切なお知らせ

2-4 セーフティーインフォメーション

電池ユニットの定格
リチウムイオン電池ユニット：BUL-9000

電源：DC 3.7 V 250 mA

乾電池ユニット：BUD-9000

電源：DC 4.5 V 250 mA（LR6 株式会社東芝 6 本）

周囲温度
周囲温度※：-40 ℃ ～ +60 ℃※ 周囲温度とは防爆性能を維持できる温度範囲であり、製品性能を満足する使用温度範囲ではありません。
使用温度範囲については‘11-1 本体の仕様’および‘11-2 センサの仕様’を参照してください。

＜ATEX/IECEx 仕様＞
防爆等級

周囲温度

NC-6322※バッテリータイプ-40°C ≤ Ta ≤ +60°C

YES

BUL-9000-40°C ≤ Ta ≤ +60°C

No

BUL-9000-40°C ≤ Ta ≤ +60°C

YES

BUD-9000
LR6 (TOSHIBA)-40°C ≤ Ta ≤ +60°C

No

BUD-9000
LR6 (TOSHIBA)-40°C ≤ Ta ≤ +40°C

YES

BUD-9000
MN1500 (DURACELL)-40°C ≤ Ta ≤ +40°C

No

BUD-9000
MN1500 (DURACELL)-40°C ≤ Ta ≤ +60°C

YES

BUD-9000
MN1500 (DURACELL)-40°C ≤ Ta ≤ +60°C

No

BUD-9000
MN1500 (DURACELL)

Ex da ia IIC T4 Ga
II 1 G Ex da ia IIC T4 Ga
Ex ia IIC T4 Ga
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
Ex da ia IIC T4 Ga
II 1 G Ex da ia IIC T4 Ga
Ex ia IIC T4 Ga
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
Ex da ia IIC T4 Ga
II 1 G Ex da ia IIC T4 Ga
Ex ia IIC T4 Ga
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
Ex da ia IIC T3 Ga
II 1 G Ex da ia IIC T3 Ga
Ex ia IIC T3 Ga
II 1 G Ex ia IIC T3 Ga※ NC-6322 は、ニューセラミック式センサです。

認証番号 IECEx ：IECEx DEK 21.0057X
 ATEX ：DEKRA 21 ATEX 0089X

適用規格
 IEC 60079-0:2017･ EN IEC 60079-0:2018

 IEC 60079-1:2014-06･ EN 60079-1:2014

 IEC 60079-11:2011･ EN 60079-11:2012

21 / 2042. 安全上、大切なお知らせ

2-4 セーフティーインフォメーション

警告
GX-9000/GX-9000H
 本器を分解したり、改造したりしないでください。
 可燃性ガス用センサ（NC-6322）は%LEL 測定用です。耐圧防爆構造の製品にのみ搭載されます。
 本器は防爆型です。指定部品を除いて分解や改造を行うことはできません。
 NC-6322 を紫外線にさらさないでください。
 本器には、耐圧防爆構造のセンサが組み込まれています。規定どおりに組み立てを行わないと、防爆性能が損なわれます。センサやフィルターを交換する際は、純正部品を正しく取り付け、規定トルクで締めてください。
 筐体が損傷した場合は、使用を中止して修理してください。
 センサを紫外線にさらしたり、完全に密閉されていない状態で使用したりしないでください。

GX-9000/GX-9000H（BUL-9000 装着）
 危険な場所で充電しないでください。
 専用の充電器以外を使用して充電しないでください。
 危険な場所で電池ユニットを交換しないでください。
 USB を使用して PC に接続する場合は、IEC 60950 適合認定の SELV 電源または IEC 62368-1 適合認定の ES1 電源を使用して PC を接続してください。また、PC からの最大電圧が DC 5.7 V を超えないようにしてください。

GX-9000/GX-9000H（BUD-9000 装着）
 危険な場所で電池ユニットを交換しないでください。
 危険な場所で乾電池を交換しないでください。
 国内防爆仕様においては、必ず単 3 アルカリ電池（東芝製 LR6）を使用してください。ATEX/IECEx 仕様においては、必ず単 3 アルカリ電池（東芝製 LR6 または DURACELL 製 MN1500）を使用してください。
 USB を使用して PC に接続する場合は、IEC 60950 適合認定の SELV 電源または IEC 62368-1 適合認定の ES1 電源に PC を接続してください。PC からの最大電圧が DC 5.7 V を超えないようにしてください。

機器番号
INST. No. 0 0 000 0000 00
A B

C

D

E

A：製造年の下 1 桁（0 ～ 9）
B：製造月（1 ～ 9、XYZ は 10 ～ 12 月）
C：製造ロット
D：製造番号
E：工場コード

2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8744, Japan
Phone : +81-3-3966-1113
Fax : +81-3-3558-9110
E-mail : intdept@rikenkeiki.co.jp
Web site : https://www.rikenkeiki.co.jp
22 / 204

3. 製品の構成

3-1 本体および付属品

3

製品の構成
3-1 本体および付属品
梱包箱を開けて、本体および付属品を確認してください。
不足している付属品などがありましたら、販売店または最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

3-1-1 本体
本器の各部の名称と機能、および LCD 表示については、‘3-2 各部の名称と機能’を参照してください。

＜GX-9000＞

本体

電池ユニット＜GX-9000H＞

本体

電池ユニット23 / 204

3. 製品の構成

3-1 本体および付属品

3-1-2 付属品
部品名称

備考

ガス採集
チューブ

ガス採集棒/
ガス採集チューブ（約75 cm）

部品番号：0904 0275 00（ガス採集棒）
0914 0135 30（ガス採集チューブ）

肩掛けベルト

部品番号： 4777 4592 10

AC アダプター

リチウムイオン電池ユニット（BUL-9000）の場
合に付属します。
部品番号：2594 1342 30

変換プラグ（EU/C 型）

ATEX/IECEx 仕様でリチウムイオン電池ユニット（BUL-9000）の場合に付属します。
部品番号： 2594 1435 00

単 3 型アルカリ乾電池（6 本）

乾電池ユニット（BUD-9000）の場合に付属します。
部品番号： 2753 3007 80

CO2 除去フィルター
CF-284二酸化炭素用センサ搭載時に付属します。
CO2 ゼロ調整時に使用します。
部品番号： 4383 0390 80

活性炭フィルター
CF-8350

VOC用センサ搭載時に付属します。
エア調整時に使用します。
部品番号： 4383 9299 50

肩掛けベルト用フィルター管固定
ベルト

CO2 除去フィルターCF-284、活性炭フィルター
CF-8350 に合わせて付属します。
上記のフィルターを肩掛けベルトに装着できます。
部品番号：4777 4572 20

ガス採集棒

24 / 204

3. 製品の構成

3-1 本体および付属品

3-1-3 別売品
部品名称

備考

乾電池ユニット（BUD-9000）

リチウムイオン電池
ユニット（BUL-9000）

乾電池ユニットとリチウムイオン電池
ユニットは、どちらか一方が付属されますが、追加でご購入いただくことも可能です。
部品番号：4777 0270 80（BUD-9000）
部品番号：4777 0260 90（BUL-9000）

浮子付きサンプリング
チューブ（8 m / 30 m / 45 m）

浮子内の防水フィルターで水を分離してガスを検知できます。
部品番号：4384 0430 60（8 m チューブ）
部品番号：4775 9678 80（30 m チューブ）
部品番号：4777 9567 60（45 m チューブ）

錘付きサンプリング
チューブ（30 m / 45 m）

チューブが下ろしやすいように先端部分が錘になっています。
部品番号：4775 9679 50（30 m チューブ）
部品番号：4777 9465 80（45 m チューブ）

脱脂綿フィルター
CF-8385/
中継チューブ

防水フィルターとガス検知器に接続するチュー
ブです。IRF センサは粉じんによる影響を受けやすいため、環境により使用することを推奨します。
なお、ESF センサ（H2S（高濃度）を除く）および
VOC 用センサを搭載する場合は吸着のおそれがあるため使用しないでください。
部品番号：4383 0850 00（CF-8385）
4775 9617 60（中継チューブ）
1879 0011 10（交換用脱脂綿）―

フィルターユニット（CF-A13i）
5 枚セット

硫化水素センサ（ESR-A13i）搭載時に使用する干渉ガス除去フィルター（内蔵）です。
部品番号： 4777 9317 30―

フィルターユニット（CF-A1CP）
5 枚セット一酸化炭素センサ（ESR-A13P）搭載時に使用する干渉ガス除去フィルター（内蔵）です。
部品番号： 4777 9316 60

25 / 204

3. 製品の構成

3-1 本体および付属品

部品名称

備考
フィルター管固定ベル
ト

脱脂綿フィルターCF-8385 をガス検知器に取り付けます。
部品番号： 4777 9444 20

腰ベルト/
腰ベルト固定具

ガス検知器を腰に装着できます。
落下防止のため、肩掛けベルトとの併用を推奨
します。
部品番号：
4775 5653 40（腰ベルト）
4775 9853 10（腰ベルト固定具）

革ケース

汚れなどから本体を保護します。
肩掛けベルトや腰ベルト、脱脂綿フィルターも取り付けられます。
部品番号： 4777 4593 80

採集棒ホルダー

肩掛けベルトに装着し、ガス採集棒の先端を収納できます。
部品番号： 4775 5651 00

ウォータートラップ

サンプリングチューブとガス検知器の間に接続して水を除去します。
部品番号： 0904 0186 20

ガス袋

部品番号：
0904 0103 80（1L（緑色））
0904 0104 50（1L（橙色））0904 0288 10（2L（黒色））26 / 204

3. 製品の構成

3-1 本体および付属品

部品名称

備考

スパンガス缶（内容量：5 L /容器体積：0.6 L）

部品番号：1875 9110 70（窒素（N2）：99.99 vol%以上）
1875 9056 30（メタン（CH4）：50 %LEL、AIR バランス）
1875 9107 90（イソブタン（HC(i-C4H10)）：50 %LEL、AIR バ
ランス）
1875 9104 70（イソブタン（HC(i-C4H10) ）：10 vol%、N2 バラ
ンス）
1875 9143 60（メタン（CH4）：50 vol%、N2 バランス）
1875 9058 80（メタン（CH4）：70 %LEL、N2 バランス）
1875 9057 10（メタン（CH4）：70 vol%、N2 バランス）
1875 9065 50（一酸化炭素（CO）：145 ± 5 ppm、N2 バラ
ンス）
1875 9076 10（二酸化炭素（CO2）：10 vol%、N2 バランス）

ニードルバルブ付き
フローインジゲーター

スパンガス缶からのガス取り出しに使用します。
部品番号：1621 1901 70

ガスシリンダー（内容量：34 L /高さ：約 270 mm、幅：約 79.3 mm）

部品番号：9650 3209 90（硫化水素（H2S）：25 ppm、
一酸化炭素（CO）：50 ppm、
メタン（CH4）：50 %LEL、
酸素（O2）：12 vol%）9650 3213 40（硫化水素（H2S）：25 ppm、
一酸化炭素（CO）：50 ppm、
イソブタン（HC(i-C4H10)）：50 %LEL、
酸素（O2）：12 vol%）デマンドフローバルブ/
接続用 10 cm チューブ

ガスシリンダーからのガス取り出しに使用します。
部品番号：1641 0190 20（デマンドフローバルブ）
4775 5958 10（接続用 10 cm チューブ）

変換プラグ（AU/O 型）

部品番号：2594 1434 20

27 / 204

3. 製品の構成

3-1 本体および付属品

部品名称

備考

変換プラグ
（UK/BF 型）

部品番号：2594 1436 70

LCD 保護フィルム
5 枚セット

部品番号： 4777 9025 70

アルミトランクケース

寸法：
約365（W）  236（H）  226（D） mm
部品番号： 4777 9579 00※突起部を除く

希釈器

吸引したガスと空気を 1：1 に希釈することで、原理上不活性ガス中では使用できないニュー
セラミック式センサでも使用できるようになります。
爆発の危険性があるため、高濃度可燃性ガス検知には使用できません。
部品番号： 4775 9934 30

ガス採集棒/
ガス採集スパイラル
チューブ（1 m）

部品番号：0904 0275 00（ガス採集棒）
0914 0072 40（ガス採集スパイラルチューブ）

データロガマネジメント
プログラム

部品番号：
9811 0980 90（国内防爆仕様）
9811 0990 80（ATEX/IECEx 仕様）

USB 通信ケーブル

データロガマネジメントプログラムや設定プログ
ラムをインストールしている PC との通信に使用します。
部品番号： 2440 2728 90

ガス採集棒

ガス採集スパイラルチューブ

28 / 204

3. 製品の構成

3-1 本体および付属品

部品名称

―

備考
硫化水素調整ガスキット（CK-82）

アンプルを使用して調整します。
部品番号： 4395 0320 60

注意 錘付きサンプリングチューブは、必ず脱脂綿フィルターCF-8385 とセットでご使用ください。
脱脂綿フィルターCF-8385 はダスト除去および防水のために使用します。また、錘付きサンプリングチューブを使用する場合は、フィルター管固定ベルトと中継チューブが必要になります。脱脂綿フィルターCF-8385 を使用せずに水等を吸い込んだ場合、本体内部まで水が入り込み、故障の原因となります。
 吸着性の高いガスを測定する際に別売品の浮子付きサンプリングチューブまたは錘付きサンプリングチューブを使用した場合、チューブ内にガスが吸着し、測定ポイントに実際に存在する検知対象ガス濃度よりも低く指示する場合があります。注意してください。
 IRF センサは粉じんによる影響を受けやすいため、環境により脱脂綿フィルターCF-8385 を使用することを推奨します。
 別売品の各種チューブ、フィルターは、上記において使用を推奨している場合でも ESF センサ（ESF-A24R2（H2S）（高濃度用）を除く）および VOC 用センサ搭載時は、吸着のおそれがあるため使用しないでください。

29 / 204

3. 製品の構成

3-2 各部の名称と機能

3-2 各部の名称と機能
3-2-1 本体および電池ユニット＜GX-9000/GX-9000H＞
1

2
3

5

4

＜GX-9000＞＜GX-9000H＞

6

6

番号

名称

機能

1

操作パネル部

本器を操作するためのボタンと LCD が配置されています。

2

ガス吸入口（GAS IN）

ガスを吸引します。チューブを接続して付属品のガス採集棒を取り付けます。

3

電池ユニット本器を動作させるためのリチウムイオン電池ユニット（BUL-9000）または乾電池
ユニット（BUD-9000）です。

4

ジャックカバーAC アダプターおよび USB ケーブルの接続口のカバーです。
リチウムイオン電池ユニット（BUL-9000）の場合は、充電時にカバーを外してAC アダプターを接続します。
PC と接続する場合は USB ケーブルを接続します。

5

充電確認用ランプ（BUL-9000 のみ）

充電時には赤色に点灯し、完了すると緑色に点灯します。
PC 接続時の充電中は橙色に点灯します。

6

ガス排出口（GAS OUT）

吸引したガスを排出します。（ふさがないでください。）

30 / 204

3. 製品の構成

3-2 各部の名称と機能

注意 ブザー放音口を、先の尖ったもので突かないでください。水や異物などが浸入して、故障や破損の原因となります。
 表面のパネルシートを剥がさないでください。防塵防水性能が損なわれます。
 ブザー放音口をテープなどでふさがないでください。機器の内圧の調整ができなくなり、故障の原因となる可能性があります。

31 / 204

3. 製品の構成

3-2 各部の名称と機能

3-2-2 操作パネル部＜GX-9000＞
2

番号

1

3
4

7

5

8

6

9

名称

機能

1

警報窓（上）

2

LCD 表示部

ガスの種類やガス濃度などを表示します。

3

警報窓（左）

警報時および測定中ではないときに、ランプが赤く点滅します。

4

ブザー放音口操作音や警報音を放出する口です。
（ふさがないでください。）

5▲/AIR ボタン

測定モードでは、エア調整を行います。
ディスプレイモードやユーザーモードでは、選択操作や数値の調整（UP）に使用します。

6

RESET/▼ボタン

測定モードでは、ポンプのオン/オフを行います。また、警報発報時に警報をリセットします。
ディスプレイモードやユーザーモードでは、選択操作や数値の調整（DOWN）に使用します。

7

警報窓（右）

警報時および測定中ではないとき（電源投入時やユーザーモード）に、ラン
プが赤く点滅します。

8

DISP/ESC ボタン

ディスプレイモードへの切り替えを行います。
ディスプレイモードでは、表示する項目を切り替えます。

9

POWER/ENTER ボタン

電源を入/切します。
ユーザーモードでは、値の確定や設定の選択に使用します。

警報時に、ランプが赤く点滅します。

32 / 204

3. 製品の構成

3-2 各部の名称と機能＜GX-9000H＞
2

番号

1

3
4

7

5

8

6

9

名称

機能

1

警報窓

警報時に、ランプが赤く点滅します。

2

LCD 表示部

ガスの種類やガス濃度などを表示します。

3

H2S 低濃度測定モード
切り替え確認ランプ

H2S 低濃度測定モードに切り替わるとランプが緑色に点灯します。

警報窓（左）

警報時および測定中ではないときに、ランプが赤く点滅します。

ブザー放音口操作音や警報音を放出する口です。
（ふさがないでください。）

5▲/AIR ボタン

測定モードでは、エア調整を行います。
ディスプレイモードやユーザーモードでは、選択操作や数値の調整（UP）に使用します。
▲/AIR ボタンと RESET/▼ボタンを同時に押すと H2S 高濃度測定モードと H2S 低濃度測定モードを切り替えることができます。

6

RESET/▼ボタン

測定モードでは、ポンプのオン/オフを行います。また、警報発報時に警報をリセットします。
ディスプレイモードやユーザーモードでは、選択操作や数値の調整（DOWN）に使用します。

H2S 高濃度測定モード
切り替え確認ランプ

H2S 高濃度測定モードに切り替わるとランプが緑色に点灯します。

47警報窓（右）

警報時および測定中ではないとき（電源投入時やユーザーモード）に、ランプが赤く点滅します。

8

DISP/ESC ボタン

ディスプレイモードへの切り替えを行います。
ディスプレイモードでは、表示を切り替えます。

9

POWER/ENTER ボタン

電源を入/切します。
ユーザーモードでは、値の確定や設定の選択に使用します。

33 / 204

3. 製品の構成

3-2 各部の名称と機能

3-2-3 LCD 表示部＜GX-9000＞1 2 3

45 6 7 8

9
10
11

12

＜GX-9000H＞＜H2S 高濃度測定モード＞

1 2 3

4

9
10
11

＜H2S 低濃度測定モード＞

1 2 3

5 6 7 8124

5 6 7 8

9
10
11

12

13

13
番号

名称

機能

1

動作状態表示測定モードの動作状態を表示します。正常時は点滅します。

2

バンプ期限切れ表示

バンプ期限切れ表示設定が有効の場合、バンプ期限内のときに表示されます。

3

フロー確認表示

測定モードでのガスの吸引状態を表示します。
正常時は回転表示します。

4

ガス警報機能オフ表示

ガス警報機能がオフの場合に表示されます。
ガス警報機能がオフの場合は、警報動作を行いません。

5

時計表示

現在の時刻を表示します。

6

ブザー音量表示

ブザー音量を表示します。

7

Bluetooth 表示

Bluetooth 機能がオンの場合に表示されます。

8

電池残量表示電池残量を表示します。

9

ガス名表示

測定対象のガス名を表示します。
搭載されているセンサによって表示されるガス名が異なります。

10

ガス濃度表示測定したガスの濃度を表示します。

11

ガス濃度バー表示

測定範囲（フルスケール）を分割し、ガス濃度をバーで表示します。濃度をフルスケールに対する割合で表示します。

12

単位表示

センサの仕様に合わせた単位（ppm、ppb、vol%、%、%LEL）が表示されます。

13

H2S 測定モード表示（GX-9000H）

測定中の H2S 測定モードを表示します。
H2S 高濃度測定モードの場合は［H2S HIGH］と表示されます。
H2S 低濃度測定モードの場合は［H2S LOW］と表示されます。

34 / 204

3. 製品の構成

3-2 各部の名称と機能

注記 電池残量の目安を以下のように表示します。

：十分に残っています。
：少なくなっています。
：充電（電池交換）してください。
さらに電池残量が少なくなると、電池マークが点滅します。このとき、4 秒ごとに LED とブザーが動作してお知らせします。
 ブザー音量表示は以下のように表示します。

：音量大
：音量小
 NCF センサおよび TEF センサ搭載時は、検知濃度などの状況によりどちらか一方のセンサのみが濃度表示されます。濃度表示していないセンサの濃度表示部には［- - - -］または［OFF］と表示されます。
（‘6-4-1 NCF/TEF センサのレンジを設定する’参照）

35 / 2044. 警報機能

4-1 ガス警報の種類

4

警報機能
4-1 ガス警報の種類
ガス警報は、測定したガス濃度が以下に示す警報点に達した場合、または警報点を超えた場合、瞬時に発報します。
（自己保持動作）
ガス警報の種類は、第一警報（WARNING）、第二警報（ALARM）、TWA 警報、STEL 警報、OVER 警報（オーバースケール）、M OVER 警報（マイナスセンサ故障）です。
ガス警報の優先順位は、以下のとおりです。
第一警報 < 第二警報 < M OVER 警報 < OVER 警報 < TWA 警報 < STEL 警報

4-2 ガス警報点
ガス警報点の初期設定は以下のとおりです。
＜可燃性ガス（ニューセラミック式センサ）＞
水素
H2

アセチレン
C2H2

国内防爆仕様および
ATEX/IECEx 仕様

国内防爆仕様および
ATEX/IECEx 仕様

国内防爆仕様および
ATEX/IECEx 仕様

0 ～ 100 %LEL

0 ～ 100 %LEL

0 ～ 100 %LEL

0 ～ 100 %LEL

0 ～ 100 %LEL

0 ～ 100 %LEL

0 ～ 100 %LEL

0 ～ 100 %LEL

1 %LEL

1 %LEL

1 %LEL

1 %LEL

第一警報

10 %LEL

10 %LEL

10 %LEL

10 %LEL

第二警報

メタン
CH4

イソブタン
HC(i-C4H10)

防爆仕様

国内防爆仕様および
ATEX/IECEx 仕様

表示範囲
検知範囲
分解能

項目

検知対象
ガス

NCF-6322P

センサ型式

警報
設定値

50 %LEL

50 %LEL

50 %LEL

50 %LEL

TWA

-

-

-

-

STEL

-

-

-

-

OVER

100 %LEL

100 %LEL

100 %LEL

100 %LELM OVER-10 %LEL-10 %LEL-10 %LEL-10 %LEL

36 / 2044. 警報機能

4-2 ガス警報点＜可燃性ガス（熱伝導式センサ）＞
水素
H2

メタン
CH4

イソブタン
HC(i-C4H10)

防爆仕様

国内防爆仕様およびATEX/IECEx 仕様

国内防爆仕様およびATEX/IECEx 仕様

国内防爆仕様およびATEX/IECEx 仕様

表示範囲

0 ～ 100.0 vol%0 ～ 100.0 vol%0 ～ 100.0 vol%検知範囲

0 ～ 100.0 vol%0 ～ 100.0 vol%0 ～ 100.0 vol%分解能

0.1 vol%

0.1 vol%

0.1 vol%

第一警報

25.0 vol%25.0 vol%25.0 vol%

第二警報

項目

検知対象ガスTEF-7520P

センサ型式

警報
設定値

50.0 vol%50.0 vol%50.0 vol%

TWA

-

-

-

STEL

-

-

-

OVER

100.0 vol%100.0 vol%100.0 vol%M OVER-10.0 vol%-10.0 vol%-10.0 vol%＜可燃性ガス（非分散型赤外線式センサ）＞項目

検知対象ガス

メタン
CH4

イソブタン
HC(i-C4H10)

センサ型式

IRF-4341

IRF-4345

防爆仕様

国内防爆仕様およびATEX/IECEx 仕様

国内防爆仕様およびATEX/IECEx 仕様

表示範囲

0 ～ 100.0 %LEL/
100.0 %LEL ～ 100.0vol%0 ～ 100.0 %LEL/
100.0 %LEL ～ 100.0 vol%検知範囲

0 ～ 100.0 %LEL/
100.0 %LEL ～ 100.0 vol%0 ～ 100.0 %LEL/
100.0 %LEL ～ 100.0 vol%0.5 %LEL/0.1 vol%0.5 %LEL/0.1 vol%

分解能

警報
設定値

第一警報

10.0 %LEL

10.0 %LEL

第二警報

50.0 %LEL

50.0 %LEL

TWA

-

-

STEL

-

-

OVER

100.0 vol%100.0 vol%M OVER-5.0 %LEL-5.0 %LEL

37 / 2044. 警報機能

4-2 ガス警報点＜二酸化炭素（非分散型赤外線式センサ）＞
項目

二酸化炭素
CO2

検知対象ガス

センサ型式

IRF-4443

防爆仕様

国内防爆仕様および ATEX/IECEx 仕様

表示範囲

0 ～ 20.00vol%

検知範囲

0 ～ 20.00vol%

分解能

0.01 vol%（0 ～ 5 vol%）0.10 vol%（5 ～ 20 vol%）

警報
設定値

第一警報

5.00 vol%第二警報

10.00 vol%

TWA

-

STEL

-

OVER

20.00 vol%M OVER-1.00 vol%＜酸素（定電位電解式センサ）＞
項目

酸素
O2

検知対象ガスESR-X13P

センサ型式
防爆仕様

国内防爆仕様

ATEX/IECEx 仕様

表示範囲

0 ～ 40.0 %0 ～ 40.0 %

検知範囲

0 ～ 25.0 %0 ～ 25.0 %

分解能

0.1 %

0.1 %

第一警報

18.0 %

19.5 %

第二警報
警報
設定値

25.0 %

23.5 %

TWA

-

-

STEL

-

-

OVER

40.0 %

40.0 %M OVER-1.0 %-1.0 %＜硫化水素（定電位電解式センサ）＞項目

硫化水素
H2S（低濃度）

検知対象ガスESR-A13i

センサ型式
防爆仕様

国内防爆仕様

ATEX/IECEx 仕様

表示範囲

0 ～ 200.0 ppm

0 ～ 200.0 ppm

検知範囲

0 ～ 30.0 ppm

0 ～ 100.0 ppm

分解能

0.1 ppm

0.1 ppm

警報
設定値

第一警報

1.0 ppm

5.0 ppm

第二警報10.0 ppm

30.0 ppm

TWA

1.0 ppm

1.0 ppm

STEL

5.0 ppm

5.0 ppm

OVER

200.0 ppm

200.0 ppm

M OVER-10 ppm-10 ppm

38 / 2044. 警報機能

4-2 ガス警報点＜一酸化炭素（定電位電解式センサ）＞
項目

一酸化炭素
CO

検知対象ガスESR-A13P

センサ型式
防爆仕様

国内防爆仕様

ATEX/IECEx 仕様

表示範囲

0 ～ 2000 ppm

0 ～ 2000 ppm

検知範囲

0 ～ 500 ppm

0 ～ 500 ppm

分解能

1 ppm

1 ppm

第一警報

25 ppm25 ppm

第二警報

50 ppm50 ppmTWA

25 ppm25 ppm

STEL

200 ppm

200 ppm

OVER

2000 ppm

2000 ppm

M OVER-50 ppm-50 ppm

警報
設定値＜硫化水素（定電位電解式センサ）＞項目

硫化水素
H2S（高濃度）

検知対象ガス

センサ型式

ESF-A24R2

防爆仕様

国内防爆仕様および ATEX/IECEx 仕様

表示範囲

0 ～ 1000 ppm

検知範囲

0 ～ 1000 ppm
1 ppm

分解能

警報
設定値

第一警報

1000 ppm

第二警報1000 ppm

TWA

OFF

STEL

OFF

OVER

1000 ppm

M OVER-100 ppm

39 / 2044. 警報機能

4-2 ガス警報点＜毒性ガス（定電位電解式センサ）＞項目

検知対象ガス

アンモニア
NH3

塩素
Cl2

オゾン
O3

センサ型式

ESF-B242

ESF-C930

ESF-B249

防爆仕様

国内防爆仕様およびATEX/IECEx 仕様

国内防爆仕様およびATEX/IECEx 仕様

国内防爆仕様およびATEX/IECEx 仕様

表示範囲

0 ～ 75.0 ppm

0 ～ 1.50 ppm

0 ～ 0.600 ppm

検知範囲

0 ～ 75.0 ppm

0 ～ 1.50 ppm

0 ～ 0.600 ppm

分解能

0.5 ppm

0.01 ppm

0.005 ppm

第一警報

25.0 ppm

0.50 ppm

0.100 ppm

第二警報50.0 ppm

1.00 ppm

0.200 ppm

TWA

25.0 ppm

0.50 ppm

0.100 ppm

STEL

35.0 ppm

1.00 ppm

OFF

OVER

75.0 ppm

1.50 ppm

0.600 ppm

M OVER-10.0 ppm

-0.15 ppm

-0.060 ppm

検知対象ガス

塩化水素
HCl

二酸化硫黄
SO2

シアン化水素
HCN※

警報
設定値

項目
センサ型式

ESF-A24E2

ESF-A24D4

ESF-A24D

防爆仕様

国内防爆仕様およびATEX/IECEx 仕様

国内防爆仕様およびATEX/IECEx 仕様

国内防爆仕様

表示範囲

0 ～ 6.00 ppm

0 ～ 100.0 ppm

0 ～ 15.0 ppm

検知範囲

0 ～ 6.00 ppm

0 ～ 100.0 ppm

0 ～ 15.0 ppm

分解能

0.05 ppm

0.1 ppm

0.1 ppm

第一警報

2.00 ppm

2.0 ppm

5.0 ppm

第二警報

4.00 ppm

5.0 ppm

10.0 ppm

TWA

OFF

2.0 ppm

OFF

STEL

OFF

5.0 ppm

4.7 ppm

OVER

6.00 ppm

100.0 ppm

15.0 ppm

M OVER-0.60 ppm

-10.0 ppm

-1.5 ppm

警報
設定値※ ATEX/IECEx 仕様のラインアップはありません。また、輸出規制により国外へ輸出する場合は搭載不可です。

40 / 2044. 警報機能

4-2 ガス警報点＜揮発性有機化合物（光イオン化式（PID）センサ）＞
揮発性有機化合物
VOC

揮発性有機化合物
VOC

揮発性有機化合物
VOC

センサ型式

PIF-001

PIF-002

PIF-003

光イオン化エネルギー

10.6 eV

10.6 eV

10.0 eV

防爆仕様

国内防爆仕様およびATEX/IECEx 仕様

国内防爆仕様およびATEX/IECEx 仕様

国内防爆仕様およびATEX/IECEx 仕様

表示範囲

0 ～ 40000 ppb

0 ～ 4000 ppm

0 ～ 100.0 ppm

検知範囲

0 ～ 40000 ppb

0 ～ 4000 ppm

0 ～ 100.0 ppm

分解能

1 ppb（0 ～ 4000 ppb）
10 ppb（4000 ～ 40000 ppb）

項目

警報
設定値

検知対象ガス

0.1 ppm（0 ～ 400.0 ppm）
0.01 ppm（0 ～ 10.00 ppm）
1 ppm（400.0 ～ 4000 ppm） 0.1 ppm（10.00 ～ 100.0 ppm）

第一警報

5000 ppb

400.0 ppm

5.00 ppm

第二警報10000 ppb

1000 ppm

10.0 ppm

TWA

OFF

OFF

OFF

STEL

OFF

OFF

OFF

OVER

40000 ppb

4000 ppm

100.0 ppm

M OVER-50000 ppb-6000 ppm

-100 ppm

注記 上記の表に値が記載されている第一警報（WARNING）、第二警報（ALARM）、TWA 警報、STEL 警報は、設定値を変更できます（“OFF”の場合も含む）。ただし、“-”が記載されている警報点は変更できません。
（‘7-3-1 警報点を設定する’参照）
 M OVER 警報（マイナスセンサ故障）は、ゼロ点がマイナス側に潜った場合に発報する警報です。
 ガス濃度を１秒間隔で確認し、警報判断を行います。

41 / 2044. 警報機能

4-3 ガス警報の動作

4-3 ガス警報の動作＜ガス警報のブザー鳴動とランプ点滅動作＞
ガス警報の動作は、ブザーの鳴動、警報窓のランプ点滅で知らせます。
警報の種類によって動作が異なります。
警報の種類

M OVER
警報

第一警報

第二警報

TWA 警報STEL 警報OVER 警報ブザー
鳴動

約 1 秒周期の強弱鳴動を繰
り返す。
“ピーピー”

約 0.5 秒周期の強弱鳴動を繰り返す。
“ピーピーピーピー”

約 1 秒周期の強弱鳴動を繰
り返す。
“ピーピー”

約 1 秒周期の強弱鳴動を繰
り返す。
“ピーピー”

約 0.5 秒周期の強弱鳴動を繰り返す。
“ピーピーピーピー”

約 1 秒周期の断続鳴動を繰
り返す。
“ピーピー”

警報窓のランプ点滅

約 1 秒周期の点滅動作を繰
り返す。

約 0.5 秒周期の点滅動作を繰り返す。

約 1 秒周期の点滅動作を繰
り返す。

約 1 秒周期の点滅動作を繰
り返す。

約 0.5 秒周期の点滅動作を繰り返す。

約 1 秒周期の点滅動作を繰
り返す。

＜警報パターン（H-HH）＞：1 秒周期：0.5 秒周期
RESET

濃度

第二警報設定値
第一警報設定値

時間

警報ブザーランプ＜警報パターン（L-LL）＞：1 秒周期：0.5 秒周期
RESET

濃度

第一警報設定値
第二警報設定値

時間

警報ブザーランプ42 / 2044. 警報機能

4-3 ガス警報の動作＜警報パターン（L-H）（酸欠警報）＞：1 秒周期：0.5 秒周期
RESET

RESET

濃度

第二警報設定値
第一警報設定値

時間

警報ブザーランプ43 / 2044. 警報機能

4-3 ガス警報の動作＜ガス警報の表示動作＞
ガス警報の発報時は、LCD 表示部の単位表示部に警報の種類が表示され、当該ガス濃度表示が点滅します。
測定範囲を超えると（オーバースケール）、単位表示部が［OVER］と交互表示され、ガス濃度表示部に［OVER］が点滅します。
＜表示例（［CH4］：第一警報発報時）＞＜表示例（［CH4］：オーバースケール）＞

第一警報

第二警報

TWA
警報

STEL
警報

OVER
警報

M OVER
警報

単位表示部
の表示

AL1

AL2

TWA

STEL

OVER

M OVER

ガス濃度表示部の
表示

点滅

点滅

点滅

点滅

［OVER］と表示され点滅［-OVER］と表示され点滅警報の種類

警告 ガス警報が発報された場合は大変危険です。お客様の判断により安全を確保した上で適切な処置を行ってください。

注記 警報時の動作は、ディスプレイモードの警報点表示で警報テストを行うことができます。ただし、警報テストでは、表示濃度は点滅しません。（‘8-4 警報テストを行う’参照）
 自己保持の場合はガス濃度が正常な濃度に戻った後、RESET/▼ボタンを押すと警報動作が解除されます。

自動復帰の場合はガス濃度が正常な濃度に戻ると、自動で警報動作が解除されます。

44 / 2044. 警報機能

4-4 故障警報動作

4-4 故障警報動作
本器内で異常動作を検知すると、故障警報が発報されます。（自己保持動作）
故障警報には、システム異常、電池電圧異常、日時異常、センサ異常、流量異常があります。
警報時の動作は、ブザー鳴動、警報窓のランプ点滅で知らせます。
 ブザー鳴動：約 1 秒周期の間欠鳴動（“ピーピー、ピーピー”）を繰り返す。
 警報窓のランプ点滅：約 1 秒周期の点滅動作を繰り返す。
故障警報時の表示例を以下に示します。
＜システム異常＞＜日時異常＞＜流量異常＞＜センサ異常＞＜電池電圧異常＞

注意 故障警報の発報時には、原因を究明し適切な処置を行ってください。
機器に問題があり、故障が頻発する場合は、すみやかに販売店または最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

注記 故障内容（エラーメッセージ）の詳細については‘10 トラブルシューティング’を参照してください。
 警報を解除するには、RESET/▼ボタンを押してください。

45 / 2044. 警報機能

4-5 使用温度範囲外警告

4-5 使用温度範囲外警告
本器を連続定環境の使用温度範囲外（-20 ℃以下または 50 ℃以上）で 20 分以上使用した場合、温度範囲異常として使用温度範囲外警告が発報されます。
温度範囲異常が発報された場合は、使用温度範囲内で 10 分以上放置するか、本体の電源を切ってください。
使用温度範囲外警告時には、ブザー音の鳴動、警報ランプの点滅で知らせます。
警報の種類

使用温度範囲外警告閾値外になってから 1 時間未満

ブザー
警報ランプ

閾値外になってから 1 時間以上

約 5 秒周期の断続鳴動を繰り返す。“ピー”
約 5 秒周期の点滅動作を繰り返す。

LCD 表示

リセット

RESET/▼ボタンを押下
ただし、リセットしても 20 分毎に自動で再度動作する。

注記
 使用温度範囲外警告は、測定モードとディスプレイモードの場合に動作します。

46 / 204不可5. 使用方法

5-1 ご使用にあたって

5

使用方法
5-1 ご使用にあたって
本器をご使用になるときは、使用方法の注意事項を必ず守ってください。
これらの注意事項を守らない場合には、機器の故障が生じ、正常にガス濃度を測定できない場合があります。
ガス濃度の測定を開始する前に、以下の内容を確認してください。
 電池残量が十分であること
 ガス採集チューブおよび中継チューブに折れがないこと、また穴が開いていないこと
 ガス採集棒内のフィルターに汚れや目詰まりがないこと
 本体とガス採集棒およびガス採集チューブが正しく接続されていること

注記
 外部機器を使用して本器の設定を変更した場合は、正しく設定が変更されたことを必ず確認してください。
 本器の表示部には、傷防止のため出荷時に保護フィルムが添付されています。

ご使用になる前に、必ず保護フィルムを剥がしてください。この保護フィルムを貼付したままの製品では、防爆性能を保証できません。

47 / 204

5. 使用方法

5-2 電池ユニットの脱着と充電

5-2 電池ユニットの脱着と充電
5-2-1 電池ユニットの脱着
リチウムイオン電池ユニット（BUL-9000）または乾電池ユニット（BUD-9000）は以下の方法で脱着してください。

危険 電池ユニットの脱着は安全な場所で行ってください。

注意 電池ユニットの脱着は、必ず本器の電源を切ってから行ってください。
 電池ユニットの本体接続端子に直接触れないようにしてください。汚れによる接触不良や静電気による内部部品が破損するおそれがあります。
 接続端子間を金属物でショートさせないでください。電池が発熱したり、電池残量が急激に低下します。
 電池ユニット脱着用ねじの締め付けが不完全な場合、電池ユニットが脱落したり、隙間から水が浸入するおそれがあります。また、電池ユニットと本器の間に微細な異物が挟まっていると、水が浸入するおそれがあります。
 ゴムパッキンを傷付けないでください。防塵防水性能を維持するために、ゴムパッキンは異常の有無に関わらず、2 年ごとに交換することをお勧めします。

注記 電池ユニットを長時間外した状態にすると、日時の設定がリセットされることがあります。

1

電池ユニット底面にある電池ユニット脱着用ねじ（2 本）をゆるめる
＜リチウムイオン電池ユニット＞＜乾電池ユニット＞

48 / 204

5. 使用方法

25-2 電池ユニットの脱着と充電

電池ユニットを取り外す※図はリチウムイオン電池ユニットの場合

3

本体

新しい電池ユニットを取り付ける
接続端子、突起部を確認し、正しい方向で取り付けてください。

電池ユニット4

本体底面の電池ユニット脱着用ねじ（2 本）を
締める
接続端子

49 / 204

5. 使用方法

5-2 電池ユニットの脱着と充電

5-2-2 リチウムイオン電池ユニット（BUL-9000）の充電
本器を初めて使用する場合や、電池残量が少ない場合は、必ず専用の AC アダプターを使って充電してください。

危険 リチウムイオン電池ユニットの充電は、安全な場所で行ってください。
 充電は、必ず専用の AC アダプターを使用してください。
 充電は 0 ℃ ～ +40 ℃の環境下で行ってください。

注意 充電を行いながら、本器を使用しないでください。正しい測定ができません。また電池寿命が短くなる等、電池の劣化が早まります。
 AC アダプターは防塵防水構造ではありません。本体が濡れている状態で充電しないでください。
 AC アダプターは防爆仕様ではありません。
 ジャックカバーを強く引っぱらないでください。破損の原因となります。
 ジャックカバーを外したまま使用しないでください。埃、水などが入り、故障の原因となります。また破損した場
合は新品と交換してください。
 ジャックカバーが奥まで押し込まれていないと、そこから水が浸入する可能性があります。またジャックカバーと本器との間に微細な異物が挟まっていても、水が浸入する可能性があります。
 使用しないときは、必ず AC アダプターをコンセントから抜いてください。

注記
 充電中、リチウムイオン電池ユニットが熱くなることがありますが、異常ではありません。
 充電完了後は本体温度が上がっているため、10 分以上経過してから使用してください。リチウムイオン電池

ユニットが熱いまま使用すると、正しく測定できない場合があります。
 満充電の状態では、再度充電を行っても充電できません。

1

リチウムイオン電池ユニットのジャックカバーを開ける2

AC アダプターの接続端子をリチウムイオン電池ユニットの充電用ジャックに差し込む

3

AC アダプターの電源プラグをコンセントに差し込む
AC アダプターが接続されると、充電確認用ランプが緑色に点灯します。約 3 秒後に充電が開始され、赤色に点灯します。（最長約 8 時間で満充電）
充電が終了すると、充電確認用ランプが緑に点灯します。

充電確認用
ランプ
AC アダプターの
接続端子
ジャック
カバー

50 / 204

5. 使用方法

5-2 電池ユニットの脱着と充電

4

充電が終了したら、AC アダプターをコンセントから抜く

5

リチウムイオン電池ユニットの充電用ジャックから AC アダ
プターの接続端子を抜き、ジャックカバーを閉める
ジャックカバーは奥までしっかり押し込んでください。

ジャック
カバー

警告
 USB ケーブルで本器と PC を接続すると、充電確認用ランプが緑色に点灯し、約 30 秒後に低速充電が開始
され、橙色に点灯します。
低速充電は通信モードを維持するための予備的な充電です。満充電にはなりませんので充電目的で PC と接続しないでください。また、市販の USB 電源と接続しないでください。
 付属の AC アダプターは本器を充電するための専用品です。スマートフォンなど、他の USB 機器と接続しないでください。

注記 USB ケーブルで本器と PC を接続すると、通信モードで使用することができます。

通信モードでは別売品のデータロガマネジメントプログラム SW-9000Series を使用して、収集したデータをPC に取り込み活用することができます。
 リチウムイオン電池ユニットを使用している場合、通信モードで安定して使用できるように低速充電を行っています。
 低速充電で連続的に充電をしないでください。通信モードを終了したら、必ず USB ケーブルを外してください。

51 / 204

5. 使用方法

5-2 電池ユニットの脱着と充電

5-2-3 乾電池ユニット（BUD-9000）の電池の交換
本器を初めて使用する場合や、電池残量が少ない場合は、新品の単 3 形アルカリ乾電池と交換してください。

危険 本器防爆規格の条件には、指定の乾電池の使用が含まれています。防爆製品として利用される場合は、指定の単 3 形アルカリ乾電池 6 本を使用してください。
 必ず指定の乾電池を使用してください。
 乾電池の交換は、安全な場所で行ってください。

注意
電池交換について 乾電池を交換する場合は、必ず本器の電源を切ってください。
 乾電池の極性に注意してください。
 電池カバー固定ねじの締め付けが不完全だと乾電池が脱落したり、すき間から水が浸入するおそれがあります。またカバーと本器との間に微細な異物が挟まっていると、水が浸入するおそれがあります。
電池について 乾電池を交換する場合は、6 本すべて新しい乾電池を使用してください。
 充電池は使用できません。
ジャックカバーについて ジャックカバーを強く引っぱらないでください。破損の原因となります。
 ジャックカバーを外したまま使用しないでください。埃、水などが入り、故障の原因となります。また破損した場
合は新品と交換してください。
 ジャックカバーが奥まで押し込まれていないと、そこから水が浸入する可能性があります。またジャックカバーと本器との間に微細な異物が挟まっていても、水が浸入する可能性があります。

1

マイナスドライバーやコインなどで本器底面の電池カバー固
定ねじをゆるめる

52 / 204

5. 使用方法

5-2 電池ユニットの脱着と充電2電池カバーを開ける

3

新しい単 3 形アルカリ乾電池 6 本を取り付ける
古い乾電池が入っている場合は取り外してください。
電池の極性を間違えないように取り付けてください。

4

電池カバーを閉じ、電池カバー固定ねじを締める
電池カバー固定ねじをしっかり締め付けてください。

53 / 204

5. 使用方法

5-3 ガス採集棒の接続

5-3 ガス採集棒の接続
本体のガス吸入口（GAS IN）にガス採集棒を接続します。
ガス測定をする場合は、雰囲気中のダストによる影響を避けるために、付属のガス採集棒を接続して使用してください。

注意 ガス採集チューブに、当社指定以外のチューブを使用しないでください。
 ガス採集棒の先端がふさがっていたり、採集チューブが曲がっていたりすると、正しい測定ができず、実際のガ
ス濃度値より値が低く表示されることがあります。
ご使用の際は、ガス採集棒に障害物がなく、採集チューブが曲がっていないことを確認してください。
 ガス採集チューブに異物を吸引しないように、ガス採集チューブにはガス採集棒を接続した状態で使用してください。異物を吸引した場合は、ガス採集棒のダストフィルターを交換してください。（‘8-6-2 ガス採集棒のダストフィルターの交換’参照）
 ガス採集棒とガス採集チューブを接続する場合は、必ず手で締めてください。工具で強く締めると、ガス採集棒のプラスチック部分が割れるおそれがあります。

1

ガス採集チューブの先端にあるワンタッチカプラーを本体のガス吸入口（GAS IN）に差し込む
ワンタッチカプラーを“カチッ”と音がするまで確実に差し込み、接続してください。
ガス吸入口（GAS IN）
ワンタッチ
カプラー

ガス採集
チューブ

ガス採集棒

54 / 204

5. 使用方法

5-4 電源を入れる

5-4 電源を入れる
電源を入れると、日時や警報点などの各種設定を表示し、測定モードの画面を表示します。

注記 電源を入れると LCD、およびランプ、ブザーが動作します。使用開始時、これらの動作が正常に行われることを確認してください。

1

POWER/ENTER ボタンをブザーが“ピッ”と鳴るまで押す（3秒以上）
電源を入れると LCD 表示部が全点灯し、以下のように自動的に表示が切り替わり、測定モードになります。（約 40 秒）＜GX-9000 の表示例＞

日時表示

電池電圧表示警報タイプ表示

メンテナンスお知らせ
表示※※ 国内防爆仕様：
メンテナンスお知らせ
表示 /ATEX/IECEx 仕様：
調整期限表示検知対象ガス名/調整ガ
ス名表示

55 / 204＜GX-9000H の表示例＞

5. 使用方法

5-4 電源を入れる

フルスケール表示

第一警報点表示

第二警報点表示STEL 警報点表示

TWA 警報点表示

ユーザーID 表示

ステーション ID 表示

測定モード
ブザー音が“ピッピッ”と2 回鳴り、測定モードになります。

56 / 204

5. 使用方法

5-4 電源を入れる

注意 電源の投入は、清浄な空気中で行ってください。
 電源投入後、ガス濃度の測定を行う前にエア調整を行ってください。（‘5-6 測定モードでエア調整を行う’参照）

注記
 R センサ基板の異常、R センサの異常、F センサの異常を検知した場合は、［FAIL］が表示され、センサ異常

警報を発報します。
警報が発報されたときは、RESET/▼ボタンを押して、一時的にセンサ異常警報を解除してください。ただし、全てのセンサに異常があった場合は警報解除できません。警報解除後は、センサに異常のあったガス濃度表
示部に［- - - -］と表示され、センサに異常のあったガスの測定ができません。すみやかに販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。
 F センサに異常が発生し、センサ異常が 3 回連続で表示された場合、その F センサを無効化するかの確認

画面が表示されます。対象の F センサを停止する場合は、POWER/ENTER ボタンを押してください。（停止しない場合は、DISP/ESC ボタンを押下）
15 秒以内に停止の有無を選択しない場合、F センサを停止せず自動でイニシャルモードの次項目へ移行します。
 内部時計に異常があった場合は、故障警報［FAIL CLOCK］を発報することがあります。故障警報が発報されたときは RESET/▼ボタンを押して、一時的に故障警報を解除してください。時計の日時は異常のまま測定を開始します。
 測定モードとディスプレイモード以外の状態では、4 秒ごとに LED が点滅します。

日時表示
 日時表示中に USB 接続を検知した場合は、通信モードに移行します。
 日時表示中に RESET/▼ボタンと DISP/ESC ボタンを同時に押すと、通信モードへ移行できます。

電源電圧表示
 装着されているバッテリーの種類と警報動作の種類が表示されます。
 電池電圧表示中に USB 接続を検知した場合は、通信モードに移行します。
 電池電圧表示中に RESET/▼ボタンと DISP/ESC ボタンを同時に押すと、通信モードへ移行できます。

センサ起動中表示
 電池電圧表示終了までに F センサの起動処理が終わっていない場合は、画面に［ｾﾝｻ起動中］と表示されます。
ポンプ暖機表示（GX-9000H）
 GX-9000H の場合、警報タイプ表示後に内蔵のポンプの暖機処理が行われ、画面に［ﾎﾟﾝﾌﾟ起動中］と表示されます。
メンテナンスお知らせ表示（国内防爆仕様）
 国内防爆仕様で最後に調整した日から 1 年（365 日）後までの残日数が表示されます。最後に調整した日から 1 年以上経過している場合は、LCD 表示部に［ﾒﾝﾃ時期です］が表示されブザーでお知らせします。
DISP/ESC ボタンまたは RESET/▼ボタンを押すと次の画面に進みます。

57 / 204

5. 使用方法

5-4 電源を入れる

調整期限表示（ATEX/IECEx 仕様）
 ATEX/IECEx 仕様で調整期限表示設定が有効な場合（初期設定は有効）は、調整期限と調整期限までの残日数が表示されます。設定した調整期限を過ぎているときは、期限を過ぎていることをお知らせします。
調整期限機能の設定により動作が異なります。初期設定は“確認を要求する場合”です。
・ 確認を要求する場合：

故障警報を発報します。DISP/ESC ボタンまたは RESET/▼ボタンを押すと次の画面に進みます。POWER/ENTER ボタンを押すと、ユーザーモードのガス調整に移動します。

・ 確認を要求しない場合： 6 秒経過すると自動で次の画面に移行します。POWER/ENTER ボタンを押すと、ユーザーモードのガス調整に移動します。
・ 使用を禁止する場合：

故障警報を発報します。6 秒経過すると自動でユーザーモードのガス調整に移動します。

バンプ期限表示 バンプ期限機能が有効な場合（初期設定は無効）は、バンプ期限とバンプ期限までの残日数が表示されます。

設定したバンプ期限を過ぎているときは、期限を過ぎていることをお知らせします。
バンプ期限機能の設定により動作が異なります。初期設定は“確認を要求する場合”です。
・ 確認を要求する場合：

故障警報を発報します。DISP/ESC ボタンまたは RESET/▼ボタンを押すと次の画面に進みます。POWER/ENTER ボタンを押すと、ユーザーモードのガス調整に移動します。

・ 確認を要求しない場合： 6 秒経過すると自動で次の画面に移行します。POWER/ENTER ボタンを押すと、ユーザーモードのガス調整に移動します。
・ 使用を禁止する場合：

故障警報を発報します。6 秒経過すると自動でユーザーモードのガス調整に移動します。

PID ガス名表示
 VOC 用センサが搭載されている場合は VOC 用センサのガス名と型式（10.6 eV/10.0 eV）を表示します。

可燃性ガス読み替えガス名表示
 NCF センサが可燃性ガスの読み替えを行う場合は、読み替えガス名を表示します。

フルスケール表示
 検知対象ガスのフルスケール値を表示します。IEC または ISO の LEL 値を設定している場合、画面の下に［IEC］または［ISO］と表示されます。それ以外は［STANDARD］と表示されます。なお、LEL 値の設定は、本体で変更することはできません。
第一警報点表示 検知対象ガスの 1 段階目の警報設定値を表示します。

第二警報点表示 検知対象ガスの 2 段階目の警報設定値を表示します。

58 / 204

5. 使用方法

5-4 電源を入れる

STEL 警報点表示
 検知対象ガスの STEL の警報設定値を表示します。STEL 警報点設定値が OFF の場合は［OFF］と表示されます。また、STEL 警報点設定値が無効の場合は、［- - - -］と表示されます。
 STEL 値は、短時間（15 分間）における曝露量の時間加重平均です。STEL 値がこれ以下であれば、ほとん

ど全ての使用者が健康上悪影響を受けないと考えられています。STEL 値と TWA 値の両方について規制値が定められている場合、その両方を規制値以下に管理することが求められます。
 STEL 値は、60 秒間の測定値の平均値データ 15 個分の合計を 15 で割った値です。数値は 60 秒ごとに更新されます。
TWA 警報点表示
 検知対象ガスの TWA の警報設定値を表示します。TWA 警報点設定値が OFF の場合は［OFF］と表示されます。また、TWA 警報点設定値が無効の場合は、［- - - -］と表示されます。
 TWA 値は、1 日 8 時間、または週 40 時間の平常作業において反復曝露しても、ほとんど全ての使用者が健康上悪影響を受けないと考えられる有害物質の時間荷重平均値のことです。
 TWA 値は、60 秒間の測定値の平均値を積算し、積算値 8 時間分の合計を 480 で割った値です。数値は 60

秒ごとに更新されます。
自動エア調整確認表示
 自動エア調整機能が有効な場合、測定モードに移行する前にエア調整を行うかどうか確認する画面が表示されます。POWER/ENTER ボタンを押すと、エア調整が行われます。GX-9000H の場合は、H2S 高濃度測定モードとH2S 低濃度測定モードの両方のエア調整が行われます。
エア調整を行わない場合は、DISP/ESC ボタンを押してください。
自動エア調整が終了すると測定モードに移行します。
エア調整については、‘5-6 測定モードでエア調整を行う’を参照してください。

59 / 204

5. 使用方法

5-5 硫化水素測定モードのレンジを切り替える（GX-9000H）

5-5 硫化水素測定モードのレンジを切り替える（GX-9000H）
GX-9000H は、H2S 高濃度測定モードと H2S 低濃度測定モードを切り替えて使用します。
起動時は、H2S 高濃度測定モードとなります。
H2S 高濃度測定モードでは酸素（O2）、硫化水素（H2S）高濃度を測定します。
H2S 低濃度測定モードでは可燃性ガス、酸素（O2）、一酸化炭素（CO）、硫化水素（H2S）低濃度を測定します。
1▲/AIR ボタンと RESET/▼ボタンを同時に押すブザーが“ピッ”と鳴り、H2S 高濃度測定モードと H2S 低濃度測定モードが切り替わります。
＜H2S 高濃度測定モード＞＜H2S 低濃度測定モード＞

注意 高濃度の硫化水素（H2S）が存在する可能性がある場所を測定する場合は、H2S 高濃度測定モードで測定してください。
 硫化水素濃度を測定する場合は、あらかじめ H2S 高濃度測定モードで硫化水素濃度が 100 ppm 未満であることを確認してから、H2S 低濃度測定モードで可燃性ガス濃度および酸素濃度の測定を行ってください。
H2S 低濃度測定モードで高濃度の硫化水素（H2S）を吸引した場合、一酸化炭素用センサおよび低濃度硫化水素用センサの故障の原因となります。
 高濃度の可燃性ガスを導入したまま H2S 低濃度測定モードと H2S 高濃度測定モードを切り替えた場合、可燃性ガス用センサ（ニューセラミック式）が OVER 表示のままになることがあります。この場合は、清浄な空気を十分に導入後、RESET/▼ボタンを押して正常な指示値となることを確認してください。
正常な指示値にならない場合はエア調整、ガス調整を行ってください。

60 / 204

5. 使用方法

5-6 測定モードでエア調整を行う

5-6 測定モードでエア調整を行う
ガス濃度を測定する前にエア調整を行います。
VOC 用センサを搭載している場合は、エア調整をする際に活性炭フィルターCF-8350 を使用して空気中の揮発性
有機化合物（VOC）を除去する必要があります。

警告 エア調整を周辺空気で行う場合は、周辺が清浄な空気であることを確認してから行ってください。雑ガスなどが存在する状態でエア調整を行うと、正しい調整ができません。また、ガスが漏洩している場合、正しく検知できず大変危険です。
 VOC 用センサを搭載している場合は、活性炭フィルターCF-8350 を装着してエア調整を行ってください。

注意 活性炭フィルターは立てて使用してください。横にしたまま吸引すると活性炭フィルター管内の上部をガスが通過するため、雑ガスを吸収できない場合があります。
 活性炭フィルターの使用後は、キャップを取り付けて通気を遮断してください。
 活性炭フィルターに雑ガスが多量に吸着した場合、加温により雑ガスが再放出される可能性があります。再放出された雑ガスを吸引すると、検知器に内蔵されているフィルターの寿命が短くなります。雑ガスが多い環境での使用は極力避け、フィルターの交換周期を守ってください。

活性炭フィルターCF-8350 は、両側のキャップを外し、側面に記載された矢印が本体のガス吸入口（GAS IN）に向く
ように取り付けてください。

活性炭フィルター
CF-8350矢印（↓）を吸入口に向け、立てて使用する

ガス採集棒

ガス吸入口

61 / 204

5. 使用方法

5-6 測定モードでエア調整を行う

注意 エア調整は、以下の条件をすべて満たす環境で行ってください。
・使用環境に近い状態の圧力、温湿度条件であること
・清浄な空気中であること
 エア調整は指示値が安定してから行ってください。
 保管場所と使用場所の温度差が 15 ℃以上ある場合は、電源を入れ、使用場所と同様の環境下で 10 分程度
馴染ませてください。その後、清浄な空気中でエア調整を実施してから使用してください。
 二酸化炭素用センサは初期設定ではエア調整が適用されず、CO2 ゼロ調整により調整を行う必要があります。
 CO2 ゼロ調整は定期的に実施してください。また、清浄な空気中であるにもかかわらず、CO2 指示値が通常の空気中に存在する二酸化炭素濃度 400 ～ 500 ppm から大きく逸脱している場合も CO2 ゼロ調整を実施してください。（‘8-2-3 CO2 ゼロ調整を行う’参照）
 二酸化炭素用センサのエア調整を行う場合は、ユーザーモードで CO2 エア調整の設定をオンにしてください。
（‘7-4-2 CO2 エア調整のオン/オフを設定する’参照）
ただし、CO2 エア調整の設定をオンにしてエア調整を行うと、二酸化炭素用センサは実際の二酸化炭素濃度ではなく、吸引した空気において自動で 400 ppm に設定します。通常、空気中には二酸化炭素（CO2）が 400 ～500 ppm 程度ありますが、環境の二酸化炭素濃度によっては正しい調整ができないため、CO2 ゼロ調整による調整を推奨します。（‘8-2-3 CO2 ゼロ調整を行う’参照）
 VOC 用センサを搭載している場合、CO2 エア調整の設定はオンにしないでください。活性炭フィルター
CF-8350 から発生する二酸化炭素（CO2）により、正しい調整ができません。
 測定中のエア調整機能が OFF の場合、エア調整を行うことができません。
測定中のエア調整機能の設定は、別売品の設定プログラムで変更してください。
 TEF センサ（メタン（CH4）仕様、またはイソブタン（HC(i-C4H10)）仕様）と酸素用センサを搭載している場合、エア調整の後、ベースガス調整も実施してください。（‘8-2-4 ベースガス調整を行う’および‘5-7-1 ガス濃度を測定する’の注記‘＜高濃度用可燃性ガスセンサが受ける共存ガスの影響について＞’参照）
 TEF センサ（メタン（CH4）仕様、またはイソブタン（HC(i-C4H10)）仕様）を搭載し、酸素用センサを搭載していな
い場合、および TEF センサ（水素（H2）仕様）を搭載している場合、エア調整は適用されません。ベースガス調
整のみを実施してください。（‘8-2-4 ベースガス調整を行う’および‘5-7-1 ガス濃度を測定する’の注記‘＜高濃度用可燃性ガスセンサが受ける共存ガスの影響について＞’参照）

注記＜GX-9000H＞
 H2S 高濃度測定モードと H2S 低濃度測定モードで、それぞれエア調整を行ってください。▲/AIR ボタンとRESET/▼ボタンを同時に押すとブザーが“ピッ”と鳴り、H2S 高濃度測定モードと H2S 低濃度測定モードが切り替わります。

62 / 204

5. 使用方法

5-6 測定モードでエア調整を行う

1

測定モードで、▲/AIR ボタンを長押しする
エア調整画面が表示されます。
右記の画面が表示されている間は、▲/AIR ボタンを押し続けてください。
右記の画面が表示される前または画面が表示されている間に指を離すと、エア調整は行われません。

2

画面に［AIR ﾎﾞﾀﾝ離す］と表示されたら、▲/AIR ボタンから指を離す

エア調整が正常に行われると、結果が表示され、自動で測定モードに戻ります。

注記 エア調整に失敗した場合は、エア調整は行われず、失敗したセンサの濃度表示部に［FAIL］と表示されます。

RESET/▼ボタンを押して故障警報（調整不良）を解除してください。警報が解除されると、エア調整前の値が表示されます。

63 / 204

5. 使用方法

5-7 測定する

5-7 測定する

危険ご使用において マンホールの中や密閉された場所を測定する場合には、絶対にマンホールの入り口に身を乗りだしたり、中をのぞき込んだりしないでください。酸素欠乏空気、その他のガスが吹き出す可能性があり危険です。
ガス排出口に関して
 ガス排出口から酸素欠乏空気等が排出される場合があります。絶対に吸気しないでください。
 高濃度のガスが排出される場合があります。絶対に火気を近づけないでください。

警告 本器は大気圧状態の雰囲気のガスを吸引するように作られています。本器のガス吸入口（GAS IN）、排出口（GAS OUT）に過大な圧力をかけると、内部から検知対象ガスが漏洩する可能性があり危険です。過大な圧力がかからないようにして使用してください。
 大気圧以上の圧力がかかる測定箇所に、サンプリングチューブを直接接続しないでください。内部の配管系統が破損する可能性があります。
 ガス警報が発報された場合は大変危険です。お客様の判断により適切に処置を行ってください。
 使用する前に、電池の残量を確認してください。初めて使用する前、および長期間使用しなかった場合は、電池が消耗していることが考えられます。必ず満充電するか、新しい電池に交換してから使用してください。
 電池電圧低下警報が発報されると、ガス測定を行えなくなります。使用中に発報した場合は、電源を切り、安全な場所ですみやかに充電または電池を交換してください。
 ブザー放音口をふさがないでください。警報音が聞こえなくなります。

注意 ガスの測定を行う前に、本器の各種設定を確認した上で使用してください。
 ガス測定をする場合は、雰囲気中のダストによる影響を避けるために、付属のガス採集棒を接続して使用してください。
 NCF センサにおいて、フルスケールを超えるような高濃度可燃性ガスの測定を長時間続けると、センサに悪影響を及ぼすことがあります。なお、熱伝導式に切り替わると、NCF センサで測定しないため悪影響はありません。
 本器は LCD 表示部を上に向けて使用してください。傾けたり倒したりした状態で使用すると、正しい値を示さない場合があります。
 本器に急激な圧力変化を与えないでください。酸素（O2）の指示値が一時的に変化して正確な測定ができません。
 吸着性の高いガスを吸引した後は、清浄な空気を吸引し、指示値がゼロに戻ったことを確認してから使用してください。
 吸着性の高いガスを測定する際に、別売品の浮子付きサンプリングチューブまたは錘付きサンプリングチュー
ブを使用した場合、チューブ内にガスが吸着し、測定ポイントに実際に存在する検知対象ガス濃度よりも低く指示する場合があります。注意してください。

64 / 204

5. 使用方法

5-7 測定する

 センサによっては、検知対象ガス以外のガスに対してもプラス方向に感度を有する場合があります。
それらのガスが共存する環境で使用した場合、実際に存在する検知対象ガス濃度よりも高く指示するおそれがありますので、注意してください。
＜センサがプラス方向に感度を有して干渉するガス例＞
センサの検知原理

検知対象ガス名

干渉ガス名

ニューセラミック式

メタン（CH4）/イソブタン（HC(i-C4H10)）/水素（H2）/アセチレン（C2H2）

全ての可燃性ガス

非分散型赤外線式（NDIR）

メタン（CH4）/イソブタン（HC(i-C4H10)）

炭化水素系の可燃性ガス

光イオン化式（PID）

揮発性有機化合物（VOC）

全ての揮発性有機化合物（VOC）

 定電位電解式センサは、原理上干渉ガスによって、マイナス方向に感度を有する場合があります。干渉ガスが共存する環境では、実際に存在する検知対象ガス濃度よりも低く指示する場合があり、特に高濃度では指示値がマイナスに触れ、M OVER 警報を発することがあります。注意してください。（‘12-6 定電位電解式センサの干渉一覧’参照）
 シリコーン化合物、ハロゲン化物、高濃度の硫化物、高濃度の溶剤ガスなどが存在する環境にてニューセラ
ミック式の可燃性ガス用センサを使用した場合、センサの寿命が短くなったり、センサの可燃性ガスに対する感度が低下し、正確な指示を得られなかったりするおそれがあります。
やむを得ず使用する場合は使用時間を極力短くし、使用後は清浄な空気を吸引して指示の戻りを確認し、指示がふらつくなどの異常がないことを確認してください。
 本器のニューセラミック式の可燃性ガス用センサ（%LEL）が正確なガス測定およびガス濃度表示をするには、
10 vol%以上の酸素濃度が必要です。
 センサの特性上、通電直後は正確な値を示さない場合があります。電源を入れてから 1 分以上の暖機を行い、指示が安定してから使用してください。また、ガス調整をする場合は、電源を入れてから 10 分以上の暖機を行ってから実施してください。
 高濃度の揮発性有機化合物（VOC）と接触した場合、一酸化炭素用センサの指示値が上昇する可能性があります。指示値が上昇して戻らない場合、一酸化炭素用センサの活性炭フィルターの交換が必要です。活性炭
フィルターの交換については販売店または最寄りの弊社営業所にご連絡ください。
 一酸化炭素用センサおよび硫化水素用センサは低温および高温時にゼロ点が変動する可能性があります。その場合は、環境雰囲気下でエア調整を行ってください。
 硫化水素用センサは、急激な温度変化に対して一時的な変動を示す可能性があります。環境雰囲気下で十分になじませてから使用してください。
 VOC 用センサは、高濃度のメタン（CH4）、エタン（C2H6）、プロパン（C3H8）などを吸引した場合、濃度表示部に［- - - -］を表示し、ランプが点滅してブザーが鳴り、一時的に測定できなくなることがあります。これらのガスが存在する環境では、濃度表示部に［- - - -］が表示されない場合でも、VOC 濃度を正しく測定できないおそれがありますので注意してください。
なお、VOC 用センサの濃度表示部に［- - - -］が表示されている場合でも、VOC 用センサ以外の影響を受けないセンサは継続して測定できます。
＜VOC 用センサの濃度表示部に［- - - -］が表示される干渉ガス例＞
干渉ガス名

濃度

メタン（CH4）

6 vol%以上

エタン（C2H6）

80 vol%以上

プロパン（C3H8）

90 vol%以上

65 / 204

5. 使用方法

5-7 測定する 錘付きサンプリングチューブは、必ず脱脂綿フィルターCF-8385 とセットでご使用ください。
脱脂綿フィルターCF-8385 はダスト除去および防水のために使用します。また、錘付きサンプリングチューブを使用する場合は、フィルター管固定ベルトと中継チューブが必要になります。脱脂綿フィルターCF-8385 を使用せずに水等を吸い込んだ場合、本体内部まで水が入り込み、故障の原因となります。
 吸着性の高いガスを測定する際に別売品の浮子付きサンプリングチューブまたは錘付きサンプリングチューブを使用した場合、チューブ内にガスが吸着し、測定ポイントに実際に存在する検知対象ガス濃度よりも低く指示する場合があります。注意してください。
 IRF センサは粉じんによる影響を受けやすいため、環境により脱脂綿フィルターCF-8385 を使用することを推奨します。
 別売品の各種チューブ、フィルターは、上記において使用を推奨している場合でも ESF センサ（ESF-A24R2（H2S）（高濃度用）を除く）および VOC 用センサ搭載時は、吸着のおそれがあるため使用しないでください。

注意＜GX-9000H＞
 高濃度の硫化水素（H2S）が存在する可能性がある場所を測定する場合は、H2S 高濃度測定モードで測定してください。
 硫化水素濃度を測定する場合は、あらかじめ H2S 高濃度測定モードで硫化水素濃度が 100 ppm 未満であることを確認してから、H2S 低濃度測定モードで可燃性ガス濃度および酸素濃度を測定してください。
H2S 低濃度測定モードで高濃度の硫化水素（H2S）を吸引した場合、可燃性ガス用センサ（ニューセラミック
式）、一酸化炭素用センサおよび低濃度硫化水素用センサの故障の原因となります。

注記
 各センサのガス濃度表示の更新間隔は以下のとおりです。

センサの種類

ガス濃度表示更新間隔

R センサ

1 秒ごと

F センサ
NCF センサ（ニューセラミック式）

1 秒ごと

TEF センサ（熱伝導式）

4 秒ごと

IRF センサ（非分散型赤外線式（NDIR））

4 秒ごと

ESF/ESR センサ（定電位電解式）

1 秒ごと

PIF センサ（光イオン化式（PID））

1 秒ごと

66 / 204

5. 使用方法

5-7 測定する

5-7-1 ガス濃度を測定する
測定モードでガス濃度を測定します。
ガス採集棒を測定場所に近づけてください。
本器が検知対象ガスを吸引し、LCD 表示部に測定結果を表示します。
＜GX-9000＞＜GX-9000H＞
H2S 高濃度測定モード

H2S 低濃度測定モード

注記 -10 ℃以下の低温環境下では、電池の性能上、使用時間が短くなります。
 低温時は、LCD 表示部の応答が遅くなる場合があります。
 100 %LEL 以上の高い濃度の可燃性ガスを吸引した場合は、ガス採集チューブやガス採集棒に吸着したガスがチューブ内に残っている恐れがあります。高濃度の可燃性ガスを吸引した後には必ず清浄な空気を吸引して、指示値がゼロ付近になるまでエアークリーニングを行い、吸着ガスを除去してください。完全にクリーニングされる前にエア調整を行うと、正確なエア調整とならず、測定に影響を及ぼす可能性があります。
このようなときは、一度ガス採集棒チューブを外して、エア調整を行うことにより調整不良を防ぐことができます。
センサに関して 可燃性ガス読み替え設定中の場合、画面下部分に読み替え中のガス名が表示されます。（‘6-4-2 可燃性ガスの読み替えガス種を選択する’参照）
 可燃性ガスの表示が 100 %LEL を超えると、一時的に一酸化炭素（CO）の表示が上昇しますが異常ではありません。
 高濃度可燃性ガスが存在する可能性がある場所で測定する場合、vol%レンジで測定してください。
 酸素濃度が 10%未満になると、NCF センサの可燃性ガス濃度表示が［- - - -］となります。NCF / TEF センサのレンジ設定が［ｵｰﾄﾚﾝｼﾞ］（初期設定）の場合は、TEF センサの表示に切り替わります。［LEL 固定］に設定している場合は測定しないので使用環境を見直してください。（‘6-4-1 NCF/TEF センサのレンジを設定する’参照） 酸素用センサ（ESR-X13P）が搭載されていない場合、あるいは可燃性ガス濃度を%LEL レンジで固定している場合は、測定した可燃性ガス濃度が 100 %LEL を超えると OVER 警報が固定されます。
警報を解除するには、清浄な空気環境下で RESET/▼ボタンを押してください。RESET/▼ボタンの押下からしばらく経った後に濃度表示を再開します。

67 / 204

5. 使用方法

5-7 測定する＜高濃度用可燃性ガスセンサが受ける共存ガスの影響について＞
 高濃度の可燃性ガスを測定する TEF センサは、ガスの熱伝導率の差を利用した原理のため、空気中に共存する可燃性ガス以外のガスでも、高濃度で存在する場合、指示値に影響を受けることがあります。
 TEF センサ（メタン（CH4）仕様、またはイソブタン（HC(i-C4H10)）仕様）と酸素用センサを搭載している場合、酸素用センサの持つ酸素濃度の変化を高濃度可燃性ガスの測定結果にフィードバックし、指示値への影響を自動で補正する機能※により、酸素濃度の影響を受けることはありません。
正確に酸素濃度を補正するためには、エア調整（酸素濃度が 20.9 %の状態）だけでなくベースガス調整（酸素濃度が 0 %の状態）の両方を実施する必要があります。
※酸素（O2）以外の共存ガスが高濃度で存在する場合、その影響を補正することはできません。
 TEF センサ（メタン（CH4）仕様、またはイソブタン（HC(i-C4H10)）仕様）を搭載し、酸素用センサを搭載していな

い場合、酸素濃度の変化は高濃度可燃性ガスの測定結果にフィードバックされません。
また、TEF センサ（水素（H2）仕様）を搭載している場合も、酸素用センサの指示値が水素（H2）の影響を受けるため、酸素濃度の変化は高濃度可燃性ガスの測定結果にフィードバックされません。
これらの仕様ではエア調整（酸素濃度が 20.9 %の状態）は適用されず、ベースガス調整（酸素濃度が 0 %の状態）のみを実施する必要があります。
なお、共存ガスが高濃度で変化した場合、影響を受ける可能性がありますが、ベースガス調整用のガス選択で［N2］を選択し（‘7-4-3 ベースガス調整用のガスを選択する’参照）、エアを使用してベースガス調整することで空気中の酸素濃度（20.9 %）による影響を緩和することができます。（‘8-2-4 ベースガス調整を行う’参照）
 本器は高濃度の可燃性ガスを空気中の他、窒素（N2）雰囲気やイナートガス（窒素（N2）：86 vol%、二酸化炭素（CO2）：14 vol%想定）雰囲気で測定できるように設計されています。あらかじめ組成が分かっている場合、その雰囲気に合わせた調整をすることで正確な測定を行うことができます。

68 / 204

5. 使用方法

5-7 測定する

5-7-2 可燃性ガス濃度のレンジ切り替えポイント
測定した可燃性ガス濃度が 100 %LEL を超えると、自動的に vol%レンジに切り替わります。
濃度が低下してくると、再び%LEL のレンジに切り替わります。

注記
 %LEL レンジ、vol%レンジは異なる原理のセンサによる測定のため、切替ポイント付近では指示値が一時的に一致しない場合があります。

＜NCF センサ/TEF センサの場合＞
可燃性ガス濃度はメタン（CH4）の場合を表示しています。
レンジ切り替えポイントは、ガスの爆発下限界値になります。メタン（CH4）の場合は 5.0 vol%です。
ガス種や仕様により異なります。100 %LEL 値は起動時のフルスケール表示時に表示されます。（‘5-4 電源を入れる’参照）
メタン（CH4）濃度

100 %LEL（5.0 vol%）%LEL レンジ

vol%レンジ%LEL レンジ

切替ポイント

切替ポイント＜IRF センサの場合＞
レンジ切り替えポイントは 100 %LEL です。
ガス種や仕様により異なります。100 %LEL 値は起動時のフルスケール表示時に表示されます。（‘5-4 電源を入れる’参照）
イソブタン（HC(i-C4H10)）濃度

100 %LEL%LEL レンジ

vol%レンジ

切替ポイント69 / 204%LEL レンジ

切替ポイント5. 使用方法

5-7 測定する

5-7-3 測定モードでの基本動作フロー＜GX-9000＞＜測定モード＞
長押し＜ディスプレイモード＞＜エア調整＞＜スナップロガ＞＜ポンプオン/オフ＞＜故障警報（流量異常）＞＋

長押し70 / 204

5. 使用方法

5-7 測定する＜GX-9000H＞＜H2S 高濃度測定モード＞＜H2S 低濃度測定モード＞

長押し＜ディスプレイモード＞＜エア調整＞＜スナップロガ＞＋＜ポンプオン/オフ＞

長押し＜故障警報（流量異常）＞

71 / 204

5. 使用方法

5-7 測定する

5-7-4 コンファメーションビープ動作について
コンファメーションビープは、本器が正常に動作している場合、バンプ期限切れやガス警報を発報した後であることをブザー音で知らせる機能です。
測定中、設定された間隔ごとにブザー音や LED を動作させます。

注記
 コンファメーションビープは、測定モードかディスプレイモード中にのみ動作します。
 ガス警報を発報している場合は、ガス警報が優先されます。
 コンファメーションビープ動作は別売品の設定プログラムで変更することができます。

コンファメーションビープの動作タイプにより以下のようにブザー音と LED が動作します。初期設定は［OFF］です。
 ［OFF］の場合： 動作を行いません。

 ［LED］の場合： 動作時間設定値ごとに LED が 2 回動作します。

 ［BUZZER］の場合： 動作時間設定値ごとブザー音が 2 回動作します。

 ［LED+BUZZER］の場合 ： 動作時間設定値ごとに LED とブザー音が 2 回動作します。
 ［BUMP/CAL］の場合： バンプ期限機能が有効でスパン調整期限切れ、またはバンプ期限機能が有効でバン
プテスト期限切れの場合に動作時間設定ごとに LED が 1 秒点灯します。搭載されている全てのセンサでスパン調整またはバンプテストが実施されるまで本器を再起動
してもブザー音や LED の動作は停止しません。

 ［ALM ALRT］の場合： ガス警報（マイナスセンサ故障も含む）が発報されると、動作時間設定ごとに LED が1 秒点灯します。搭載されている全てのセンサでスパン調整またはバンプテストが実施されるまで本器を再起動してもブザー音や LED の動作は停止しません。

 ［B/C/ALM］の場合： バンプ期限機能が有効でスパン調整期限切れ、またはバンプ期限機能が有効でバン
プテスト期限切れの場合、ガス警報（マイナスセンサ故障も含む）が発報されると、動作
時間設定ごとに LED が 1 秒点灯します。搭載されている全てのセンサでスパン調整またはバンプテストが実施されるまで本器を再起動してもブザー音や LED の動作は停止しません。

72 / 204

5. 使用方法

5-8 ガス濃度のログを記録する（スナップロガ）

5-8 ガス濃度のログを記録する（スナップロガ）
測定中の任意のガス濃度値を最大 256 点まで記録することができます。
データ記録数が 256 点を超えた場合は、最も古いデータから上書きします。
1

測定モードの画面で▲/AIR ボタンと DISP/ESC ボタンを同時に押す
記録番号、ステーション ID、記録日時、記録される現在のガス濃度が繰り返し表示されます。

2

POWER/ENTER ボタンを押す
記録しない場合は、DISP/ESC ボタンを押してください。
現在のガス濃度が記録されます。
［終了］と表示され、測定モードの画面に戻ります。

注記
 ▲/AIR ボタンと DISP/ESC ボタンは同時に押してください。押すタイミングがずれると、ディスプレイモードの画面が表示されます。この場合は、いったん両方のボタンから指を離して、測定モードの画面を表示した状態
でやり直してください。
 記録したデータはディスプレイモードのスナップロガ表示画面で確認できます。

（‘6-3-2 スナップロガ（ガス濃度/警報状態）を表示する’参照）

73 / 204

5. 使用方法

5-9 ポンプを停止する

5-9 ポンプを停止する
1

測定モードの画面で RESET/▼ボタンを長押しする（約 5 秒間）
ポンプが停止します。

警告
 ポンプ停止時は、ガス警報および流量低下警報は発報しません。

注記 ポンプ停止状態で RESET/▼ボタンを押すか、10 分経過するとポンプが再動作し、測定モードの画面を表示します。

74 / 204

5. 使用方法

5-10 電源を切る

5-10 電源を切る

注意
 測定終了後、濃度表示がゼロ（酸素濃度表示の場合は 20.9 %、二酸化炭素濃度表示の場合は 400 ～ 500
ppm 程度）に戻っていない場合は、清浄な空気中に放置して表示がゼロに戻ってから電源を切ってください。

1

POWER/ENTER ボタンを長押しする（3 秒以上）
ブザー音が“ピッピッピッ”と 3 回鳴り、表示部に［電源ｵﾌ］と表示され、電源が切れます。

注記 電源を切るときは、表示が消えるまで押し続けてください。
 電源を切るときに、表示がゼロに戻っていなかった場合は、本器内をクリーニングするため、パージ作業が最大 30 秒間行われます。パージ中は右記のように表示されます。

75 / 204

6. 各種設定（ディスプレイモード）

6-1 ディスプレイモードの項目

6

各種設定（ディスプレイモード）
6-1 ディスプレイモードの項目
LCD 表示内容

参照先

NC/TE ﾚﾝｼﾞNCF センサと TEF センサの検知対象ガス濃度のレンジ切り替え方法を設定します。
6-4-1 NCF/TEF センサのNCF センサと TEF センサが搭載されている場合に レンジを設定する
表示されます。

PEAK
電源を入れてから現在までの間に測定した、ガスの最高濃度（警報タイプが L-H の場合は最低濃度）を表示します。

STEL

現在から 15 分前（または電源投入時）までのSTEL 値を表示します。
STEL 値とは、60 秒間の測定値の平均値データ
15 個分の合計を 15 で割った値です。
数値は 60 秒ごとに更新します。
STEL 値が無効濃度の場合は、［- - - -］と表示され
ます。

TWA

現在から 8 時間前（または電源投入時）までのTWA 値を表示します。
TWA 値とは、60 秒間の測定値の平均値を積算し、積算値 8 時間分の合計を 480 で割った値です。
数値は 60 秒ごとに更新します。
TWA 値が無効濃度の場合は、［- - - -］と表示されます。

読替ｶﾞｽ選択可燃性ガスを、本器にあらかじめ登録してあるガスに読み替え、読み替え後のガスで換算した濃度で表示します。
以下のすべての条件を満たす場合に表示されます。
・ NCF センサが搭載されている場合
・ TEF センサが搭載されていない場合
・ 調整ガスがメタン（CH4）またはイソブタン（HC(i-C4H10)）の場合

76 / 2046-3-1 PEAK 値をクリアする

6-4-2 可燃性ガスの読み替
えガス種を選択する

6. 各種設定（ディスプレイモード）

LCD 表示6-1 ディスプレイモードの項目

内容

参照先

揮発性有機化合物（VOC）を、本器にあらかじめ登
録してあるガスに読み替え、読み替え後のガスで換算した濃度で表示します。

6-4-3 揮発性有機化合物（VOC）の読み替えガス種を選択する

ユーザーID を設定します。

6-4-4 ユーザーID を設定する

ステーション ID を設定します。

6-4-5 ステーション ID を設定する

スナップロガ機能により記録されたガス濃度や警報
状態を表示します。

6-3-2 スナップロガ（ガス濃度/警報状態）を表示する

ガス調整を実施した日付をセンサごとに表示します。
ATEX/IECEx 仕様で調整期限機能が有効な場合に表示されます。

6-3-3 調整記録を表示する

バンプテストを実施した日付をセンサごとに表示します。
バンプ期限機能が有効な場合に表示されます。

6-3-4 バンプ記録を表示する

PID1 /PID2/PID3 ｶﾞｽ選択

ﾕｰｻﾞｰ ID

ｽﾃｰｼｮﾝ ID

ｽﾅｯﾌﾟﾛｶﾞ表示

調整記録表示バンプ記録表示

日時
現在の日時（年/月/日/時/分）と温度（℃）を表示します。
温度は機器の内部温度です。実際の使用環境温度とは異なります。

77 / 204

6. 各種設定（ディスプレイモード）

LCD 表示6-1 ディスプレイモードの項目

内容

参照先

GAS NAME

測定対象のガス名/調整ガス名を表示します。

警報点設定
各センサのフルスケール値、第一警報点、第二警
報点、STEL 警報点、TWA 警報点を表示します。

6-3-5 警報点を表示する

Bluetooth 機能が有効な場合、Bluetooth 機器との接続を設定します。

6-4-6 Bluetooth 機器の接続を設定する

ブザー音量の設定を切り替えます。

6-4-7 ブザー音量を設定する

表示言語を英語に戻します。
ATEX/IECEx 仕様で表示言語を英語以外の言語に設定している場合に表示されます。

6-4-8 表示言語を英語に切り替える（ATEX/IECEx 仕様）

表示言語を日本語に戻します。
国内防爆仕様で表示言語を日本語以外の言語に設定している場合に表示されます。

6-4-9 表示言語を日本語に切り替える（国内防爆仕様）

BLUETOOTH

ﾌﾞｻﾞｰ音量

英語戻し設定日本語戻し設定

78 / 204

6. 各種設定（ディスプレイモード）

6-2 ディスプレイモードに切り替える

6-2 ディスプレイモードに切り替える
1

測定モードの画面で、DISP/ESC ボタンを押す

DISP/ESC ボタンを押すたびに、各設定項目の画面が順番に表示されます。

・・・

ディスプレイモードの項目表示が終わると、測定モードに戻ります。

注記
 ディスプレイモードの項目間の移動は DISP/ESC ボタンの長押しでも可能です。
 ディスプレイモードで操作されない状態が約 20 秒間続くと、測定モードに戻ります。

注記＜GX-9000H＞
 H2S 高濃度測定モードと H2S 低濃度測定モードのどちらからでもディスプレイモードに切り替えることができます。

79 / 204

6. 各種設定（ディスプレイモード）

6-3 設定値の確認

6-3 設定値の確認
6-3-1 PEAK 値をクリアする
電源を入れてから現在までの間の最高濃度の測定値（酸素（O2）の場合は最低濃度）をクリアします。

注記 パスワード保護設定が有効の場合は、PEAK 値をクリアすることはできません。
 別売品の設定プログラムで［DISP モード設定項目］の PEAK リセット機能を OFF にすると、PEAK 値をクリアすることができなくなります。（初期設定は ON）

1

測定モードの画面で DISP/ESC ボタンを数回押して、PEAK 画面を表示する

2▲/AIR ボタンを長押しする（約 3 秒間）

3

画面に［AIR ﾎﾞﾀﾝ離す］と表示されたら、▲/AIR ボタンから指を離す

PEAK 値がクリアされ、手順 1 の画面に戻ります。

80 / 204

6. 各種設定（ディスプレイモード）

6-3 設定値の確認

6-3-2 スナップロガ（ガス濃度/警報状態）を表示する
スナップロガ機能により記録されたガス濃度や警報状態を表示します。
1

測定モードの画面で DISP/ESC ボタンを数回押して、ｽﾅｯﾌﾛｶﾞﾟ表示画面を表示する

2

POWER/ENTER ボタンを押す
スナップロガを表示しない場合は、DISP/ESC ボタンを押してください。

3▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、表示する記録番号を選択する

4

POWER/ENTER ボタンを押す
選択した記録番号のデータが表示されます。

5

DISP/ESC ボタンを押す
手順 3 の画面に戻ります。

注記
 記録されているスナップログがない場合は、［ﾃﾞｰﾀなし］と表示されます。この場合は、DISP/ESC ボタンまたは POWER/ENTER ボタンを押すと手順 1 の画面に戻ります。
 スナップロガの表示をキャンセルする場合は、手順 4 で DISP/ESC ボタンを押してください。

81 / 204

6. 各種設定（ディスプレイモード）

6-3 設定値の確認

6-3-3 調整記録を表示する
ガス調整を実施した日付をセンサごとに表示します。

注記
 ATEX/IECEx 仕様で調整期限機能が有効な場合（初期設定は有効）に調整記録を表示します。

1

測定モードの画面で DISP/ESC ボタンを数回押して、調整
記録表示画面を表示する

2

POWER/ENTER ボタンを押す
ガス調整記録を表示しない場合は、DISP/ESC ボタンを押してください。

3▲/AIR ボタンを押す▲/AIR ボタンを押すたびに表示されるセンサが切り替わります。

4

DISP/ESC ボタンを押す
手順 1 の画面に戻ります。

注記 高濃度と低濃度の調整が可能なダブルレンジの IRF センサ（メタン（CH4）、イソブタン（HC(i-C4H10)））の場合

は、高濃度と低濃度の調整記録がそれぞれ表示されます。
＜高濃度の場合＞＜低濃度の場合＞

82 / 204

6. 各種設定（ディスプレイモード）

6-3 設定値の確認

6-3-4 バンプ記録を表示する
バンプテストを実施した日付をセンサごとに表示します。

注記 バンプ期限機能が有効な場合（初期設定は無効）にバンプ記録を表示します。
 ガス調整を行った場合は、自動でバンプ記録も更新されます。

1

測定モードの画面で DISP/ESC ボタンを数回押して、ﾊﾞﾝﾌﾟ
記録表示画面を表示する

2

POWER/ENTER ボタンを押す
バンプ調整記録を表示しない場合は、DISP/ESC ボタンを押してください。

3▲/AIR ボタンを押す▲/AIR ボタンを押すたびに表示されるセンサが切り替わります。

4

DISP/ESC ボタンを押す
手順 1 の画面に戻ります。

注記 高濃度と低濃度の調整が可能なダブルレンジの IRF センサ（メタン（CH4）、イソブタン（HC(i-C4H10)））の場合

は、高濃度と低濃度のバンプ記録がそれぞれ表示されます。
＜高濃度の場合＞＜低濃度の場合＞

83 / 204

6. 各種設定（ディスプレイモード）

6-3 設定値の確認

6-3-5 警報点を表示する
各センサのフルスケール値（FULL SCALE）、第一警報点（WARNING）、第二警報点（ALARM）、STEL 警報点（STEL）、TWA 警報点（TWA）を表示します。
1

測定モードの画面で DISP/ESC ボタンを数回押して、警報点設定画面を表示する

2

POWER/ENTER ボタンを押す
警報点を表示しない場合は、DISP/ESC ボタンを押してくだ
さい。

3▲/AIR ボタンを押す▲/AIR ボタンを押すたびに、警報点の表示が切り替わります。
［FULL SCALE］→［WARNING］→［ALARM］→［STEL］→［TWA］→［FULL SCALE］→・・・・の順に表示されます。

4

DISP/ESC ボタンを押す
手順 1 の画面に戻ります。

［FULL SCALE］表示へ

84 / 204

6. 各種設定（ディスプレイモード）

6-3 設定値の確認

注記 警報点の表示中に、POWER/ENTER ボタンを押すと、警報テストを行うことができます。（‘8-4 警報テストを行う’参照）

85 / 204

6. 各種設定（ディスプレイモード）

6-4 ディスプレイモードの設定

6-4 ディスプレイモードの設定
6-4-1 NCF/TEF センサのレンジを設定する
NCF センサと TEF センサの検知対象ガス濃度のレンジ切り替え方法を設定します。
以下のいずれかを設定できます。初期設定は［ｵｰﾄﾚﾝｼﾞ］です。
 ［ｵｰﾄﾚﾝｼﾞ］ ： 測定した可燃性ガス濃度が 100 %LEL を超えると、自動的に vol%レンジに切り替えます。また、濃度が低下してくると、再び%LEL レンジに切り替えます。%LEL レンジの場合は TEF センサ濃度
表示部に［- - - -］と表示されます。vol%レンジの場合は NCF センサ濃度表示部に［OVER］と表示されます。（‘5-7-2 可燃性ガス濃度のレンジ切り替えポイント’参照）
 ［VOL 固定］ ： 測定した可燃性ガス濃度を vol%レンジで固定します。NCF センサ濃度表示部には［OFF］と表示されます。
 ［LEL 固定］ ： 測定した可燃性ガス濃度を%LEL レンジで固定します。TEF センサ濃度表示部には［OFF］と表示
されます。

注記
 NCF センサと TEF センサのレンジは、NCF センサと TEF センサが搭載されている場合に設定することができます。それ以外の場合、ディスプレイモードに項目は表示されません。
 NCF センサと TEF センサのレンジの設定は保存されません。電源投入後は、［ｵｰﾄﾚﾝｼﾞ］となります。
 NCF センサと TEF センサは同じガス種で使用してください。
 ［ｵｰﾄﾚﾝｼﾞ］を設定した場合、NCF センサ測定時の TEF センサ表示は［- - - -］、TEF センサ測定時の NCF セ

ンサ表示は［OVER］となります。
 別売品の設定プログラムで［DISP モード設定項目］の可燃性（NCF/TEF）レンジ選択機能を OFF にすると、ディスプレイモードに項目が表示されなくなります。（初期設定は ON）

1

測定モードの画面で DISP/ESC ボタンを数回押して、
NC/TE ﾚﾝｼﾞ画面を表示する

2

POWER/ENTER ボタンを押す
設定をしない場合は、DISP/ESC ボタンを押してください。

3▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、NCF セン
サと TEF センサのレンジの切り替え方法を選択する［ｵｰﾄﾚﾝｼﾞ］、［VOL 固定］、［LEL 固定］のいずれかを選択します。

4

POWER/ENTER ボタンを押す

86 / 204

6. 各種設定（ディスプレイモード）

6-4 ディスプレイモードの設定

NCF センサと TEF センサのレンジが設定されます。
［終了］と表示され、手順 1 の画面に戻ります。

注記 設定をキャンセルする場合は、手順 4 で DISP/ESC ボタンを押してください。

6-4-2 可燃性ガスの読み替えガス種を選択する
可燃性ガスを、本器にあらかじめ登録してあるガスに読み替え、読み替え後のガスで換算した濃度で表示することが
できます。

注記
 可燃性ガスの読み替えは以下のすべての条件を満たす場合に設定できます。

・NCF センサが搭載されている場合
・TEF センサが搭載されていない場合
・調整ガスがメタン（CH4）またはイソブタン（HC(i-C4H10)）の場合
 上記の条件に当てはまらない場合は、ディスプレイモードに項目は表示されません。
 電源を切っても、可燃性ガスの読み替え設定は保持されます。
 別売品の設定プログラムで［DISP モード設定項目］の可燃性読み替えガス選択機能を OFF にすると、ディスプレイモードに項目が表示されなくなります。（初期設定は ON）
変更できる可燃性ガスは以下のとおりです。
ガス名

メタン（CH4）仕様
からの読み替えイソブタン（HC(i- C4H10)）仕様
からの読み替え
不可

メタン

CH4

-

イソブタン

HC(i-C4H10)

可

-

水素

H2

可

可

メタノール

CH3OH

可

可

アセチレン

C2H2

可

可

エチレン

C2H4

可

可

エタン

C2H6

可

不可

エタノール

C2H5OH

可

可

プロピレン

C3H6

可

可

アセトン

C3H6O

可

可

プロパン

C3H8

可

不可
可

ブタジエン

C4H6

可

シクロペンタン

C5H10

可

可

ベンゼン

C6H6

可

可

n-ヘキサンn-C6H14

可

可

トルエン

C7H8

可

可
可

ヘプタン

n-C7H16

可

キシレン

C8H10

可

可

n-ノナン

n-C9H20

可

可

酢酸エチル

EtAc

可

可

IPA

IPA

可

可

87 / 204

6. 各種設定（ディスプレイモード）

6-4 ディスプレイモードの設定

ガス名

メタン（CH4）仕様
からの読み替えイソブタン（HC(i- C4H10)）仕様
からの読み替え
可

MEK

MEK

可

メタクリル酸メチル

MMA

可

可

ジメチルエーテル

DME

可

可

メチルイソブチルケトン

MIBK

可

可

テトラヒドロフラン

THF

可

可

n-ペンタンn-C5H12

可可

注記 読み替えによる濃度表示は目安です。
 本器には、測定する可燃性ガスにより複数の仕様があります。仕様により読み替えできないガス種があります。
 可燃性読み替えガス機能を選択している場合でも、その他の可燃性ガスが使用環境に存在している場合には指示値に影響を及ぼします。
 可燃性読み替えガス機能を使用する場合、本器の指示精度を満たさなくなります。

1

測定モードの画面で DISP/ESC ボタンを数回押して、読替
ｶﾞｽ選択画面を表示する

2

POWER/ENTER ボタンを押す
設定をしない場合は、DISP/ESC ボタンを押してください。

3▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、読み替えをするガス種を選択する

4

POWER/ENTER ボタンを押す

選択したガス種で読み替えが行われます。
［終了］と表示され、手順 1 の画面に戻ります。

注記 設定をキャンセルする場合は、手順 4 で DISP/ESC ボタンを押してください。

88 / 204

6. 各種設定（ディスプレイモード）

6-4 ディスプレイモードの設定

6-4-3 揮発性有機化合物（VOC）の読み替えガス種を選択する
通常、揮発性有機化合物（VOC）の濃度表示はイソブチレン（C4H8）ですが、あらかじめ登録してあるガスに読み替
え、読み替え後のガスで換算した濃度で表示することができます。
揮発性有機化合物（VOC）の読み替えガス種については、‘12-5 揮発性有機化合物（VOC）読み替えガスリスト’を参照してください。

注記
 揮発性有機化合物（VOC）の読み替えは VOC 用センサが搭載されている場合に設定することができます。

それ以外の場合、ディスプレイモードに項目は表示されません。
 搭載されている VOC 用センサの型式（10.6 eV/10.0 eV）によって、表示されるガス種のリストが異なります。
 表示されるガス種のリストは以下のとおりです。

・設定プログラム MT-9000Series により設定したリスト（VOC 用センサの型式ごとに最大 30 個）・最近使用したガス種（VOC 用センサの型式ごとに最大 7 個）・A ～ Z の頭文字の各リスト
 別売品の設定プログラムで［DISP モード設定項目］の PID ガスリスト機能を OFF にすると、ディスプレイモー

ドに項目が表示されなくなります。（初期設定は ON）

1

測定モードの画面で DISP/ESC ボタン
を数回押して、PID1 ｶﾞｽ選択画面を表示
する
VOC 用センサの型式によって［PID1］、［PID2］、［PID3］のいずれかが表示されます。

2

POWER/ENTER ボタンを押す
設定をしない場合は、DISP/ESC ボタン
を押してください。

3▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、読み替えをするガス種の頭文字を選択する

4

POWER/ENTER ボタンを押す
選択した頭文字に含まれるガス種が表示されます。

5▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、読み替えをするガス種を選択する

6

POWER/ENTER ボタンを押す

選択したガス種が表示されます。

※ 画面例は A ～ Z の頭文字の各リス
トが設定されている場合です。

89 / 204

6. 各種設定（ディスプレイモード）

6-4 ディスプレイモードの設定［終了］と表示され、手順 1 の画面に戻ります。

注記 ガス名のリストで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを長押しすると、項目を 10 個単位で移動できます。
 設定をキャンセルする場合は、手順 6 で DISP/ESC ボタンを押してください。

90 / 204

6. 各種設定（ディスプレイモード）

6-4 ディスプレイモードの設定

6-4-4 ユーザーID を設定する
ユーザーID を設定します。
ユーザーID は、使用者の識別などに利用します。
1

測定モードの画面で DISP/ESC ボタン
を数回押して、ﾕｰｻﾞｰ ID 画面を表示する

2

POWER/ENTER ボタンを押す
設定をしない場合は、DISP/ESC ボタン
を押してください。

3▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、ユーザー
ID を選択する

4

POWER/ENTER ボタンを押す

選択したユーザーID が設定されます。
［終了］と表示され、手順 1 の画面に戻ります。

注記 ユーザーID は USER_ID_001 から USER_ID_128 まで設定することができます。
 ユーザーID のリストで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを長押しすると、項目を 10 個単位で移動できます。
 設定をキャンセルする場合は、手順 4 で DISP/ESC ボタンを押してください。
 ユーザーID の登録や変更には、別売品のデータロガマネジメントプログラムが必要です。データロガマネジメ

ントプログラムについては、販売店または最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。
 別売品の設定プログラムで［DISP モード設定項目］のユーザーID 選択機能を OFF にすると、ディスプレイ

モードに項目が表示されなくなります。（初期設定は ON）

91 / 204

6. 各種設定（ディスプレイモード）

6-4 ディスプレイモードの設定

6-4-5 ステーション ID を設定する
ステーション ID を設定します。
ステーション ID は、測定ポイントの識別などに利用します。
1

測定モードの画面で DISP/ESC ボタン
を数回押して、ｽﾃｰｼｮﾝ ID 画面を表示する

2

POWER/ENTER ボタンを押す
設定をしない場合は、DISP/ESC ボタン
を押してください。

3▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、ステーション ID を選択する

4

POWER/ENTER ボタンを押す

選択したステーション ID が設定されます。
［終了］と表示され、手順 1 の画面に戻ります。

注記 ステーション ID は STATION_ID_001 から STATION _ID_128 まで設定することができます。
 ステーション ID のリストで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを長押しすると、項目を 10 個単位で移動できます。
 設定をキャンセルする場合は、手順 4 で DISP/ESC ボタンを押してください。
 ステーション ID の登録や変更には、別売品のデータロガマネジメントプログラムが必要です。データロガマネ

ジメントプログラムについては、販売店または最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。
 別売品の設定プログラムで［DISP モード設定項目］のステーション ID 選択機能を OFF にすると、ディスプレ

イモードに項目が表示されなくなります。（初期設定は ON）

92 / 204

6. 各種設定（ディスプレイモード）

6-4 ディスプレイモードの設定

6-4-6 Bluetooth 機器の接続を設定する
Bluetooth 機能が有効な場合、Bluetooth 機器との接続を設定します。
設定を［ｵﾝ］にすると、専用アプリケーションをダウンロードしたスマートフォンと通信ができるようになります。初期設
定は［ｵﾌ］です。

注記 電源を切っても、Bluetooth 機器との接続設定は保持されます。
 Bluetooth 機能はオプションとなります（注文時指定）。
 RK Link（専用アプリ）は Google Play または App Store から無料でダウンロードすることができます。
 初期設定では、Bluetooth 機能を［ｵﾝ］にした後、5 分間通信をしないと自動で Bluetooth 機能が［ｵﾌ］になります。この設定は別売品のデータロガマネジメントプログラムを使って変更することができます。
 別売品の設定プログラムで［DISP モード設定項目］の BLE 接続機能を OFF にすると、ディスプレイモードに項目が表示されなくなります。（初期設定は ON）

1

測定モードの画面で DISP/ESC ボタン
を数回押して、BLUETOOTH 画面を表示する

2

POWER/ENTER ボタンを押す
設定をしない場合は、DISP/ESC ボタン
を押してください。

3▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［ｵﾝ］または［ｵﾌ］を選択する

4

POWER/ENTER ボタンを押す

Bluetooth 機器との接続が設定されます。
［設定］と表示された後に［終了］と表示され、手順 1 の画面に戻ります。

注記 設定をキャンセルする場合は、手順 4 で DISP/ESC ボタンを押してください。

93 / 204

6. 各種設定（ディスプレイモード）

6-4 ディスプレイモードの設定

6-4-7 ブザー音量を設定する
ブザー音量の設定を切り替えます。
［大］または［小］を選択できます。初期設定は［大］です。

注記 電源を切っても、ブザー音量の設定は保持されます。
 別売品の設定プログラムで［DISP モード設定項目］のブザー音量調整機能を OFF にすると、ディスプレイ

モードに項目が表示されなくなります。（初期設定は ON）

1

測定モードの画面で DISP/ESC ボタン
を数回押して、ﾌﾞｻﾞｰ音量画面を表示する

2

POWER/ENTER ボタンを押す
設定をしない場合は、DISP/ESC ボタン
を押してください。

3▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［大］または［小］を選択する

4

POWER/ENTER ボタンを押す

ブザー音量が設定されます。
［設定］と表示された後に［終了］と表示され、手順 1 の画面に戻ります。

注記 設定をキャンセルする場合は、手順 4 で DISP/ESC ボタンを押してください。

94 / 204

6. 各種設定（ディスプレイモード）

6-4 ディスプレイモードの設定

6-4-8 表示言語を英語に切り替える（ATEX/IECEx 仕様）
表示言語を英語に戻します。

注記
 ATEX/IECEx 仕様で表示言語を英語以外の言語に設定している場合に設定できます。それ以外の場合、

ディスプレイモードに項目は表示されません。
 電源を切っても、表示言語の設定は保持されます。
 表示言語の設定はユーザーモードの［言語］で設定してください。（‘7-4-5 表示言語を設定する’参照）
 別売品の設定プログラムで［DISP モード設定項目］の英語戻し表示機能を OFF にすると、ディスプレイモードに項目が表示されなくなります。（初期設定は ON）

1

測定モードの画面で DISP/ESC ボタン
を数回押して、LANGUAGE CHANGE
画面を表示する

2

POWER/ENTER ボタンを押す
設定をしない場合は、DISP/ESC ボタン
を押してください。

3

POWER/ENTER ボタンを押す

英語表示に切り替わります。
［END］と表示され、手順 1 の画面に戻ります。

注記 設定をキャンセルする場合は、手順 3 で DISP/ESC ボタンを押してください。

95 / 204

6. 各種設定（ディスプレイモード）

6-4 ディスプレイモードの設定

6-4-9 表示言語を日本語に切り替える（国内防爆仕様）
表示言語を日本語に戻します。

注記
 国内防爆仕様で表示言語を日本語以外の言語に設定している場合に設定できます。それ以外の場合、ディスプレイモードに項目は表示されません。
 電源を切っても、表示言語の設定は保持されます。
 表示言語の設定はユーザーモードの［言語］で設定してください。（‘7-4-5 表示言語を設定する’参照）
 別売品の設定プログラムで［DISP モード設定項目］の日本語戻し表示機能を OFF にすると、ディスプレイ

モードに項目が表示されなくなります。（初期設定は ON）

1

測定モードの画面で DISP/ESC ボタン
を数回押して、言語切替画面を表示する

2

POWER/ENTER ボタンを押す
設定をしない場合は、DISP/ESC ボタン
を押してください。

3

POWER/ENTER ボタンを押す

日本語表示に切り替わります。
［終了］と表示され、手順 1 の画面に戻ります。

注記 設定をキャンセルする場合は、手順 3 で DISP/ESC ボタンを押してください。

96 / 204

7. 各種設定（ユーザーモード）

7-1 ユーザーモードの表示項目

7

各種設定（ユーザーモード）
7-1 ユーザーモードの表示項目
LCD 表示内容参照先

ﾊﾞﾝﾌﾟﾃｽﾄ

ｶﾞｽ調整

バンプテストを行います。

8-3 バンプテストを行う

エア調整、CO2 ゼロ調整、ベースガス調整、スパン調整を行います。
CO2 ゼロ調整は二酸化炭素用センサが搭載されている場合に行います。
ベースガス調整は、ベースガス調整が必要なセンサ（TEF センサ）が搭載されている場合に行います。

8-2 ガス調整を行う

センサごとにガスの警報点、警報タイプ、警報動作を設定します。また警報点を初期設定に戻すことができます。

7-3 ガス警報の設定

ブザー音のオン/オフを設定します。

7-4-1 ブザー音を設定する

エア調整時に二酸化炭素用センサのエア調整を行うかどうかを設定します。
二酸化炭素用センサが搭載されている場合に表示されます。

7-4-2 CO2 エア調整のオン/オフを設定する

警報設定

ﾌﾞｻﾞｰ設定

CO2 ｴｱ調整設定

97 / 204

7. 各種設定（ユーザーモード）

LCD 表示7-1 ユーザーモードの表示項目

内容

参照先

ベースガス調整に使用するガス種を選択します。
ベースガス調整が必要なセンサ（TEF センサ）が搭載されている場合に表示されます。

7-4-3 ベースガス調整用のガス種を選択する

内部時計の日付（年、月、日）および時間（時、分）を設定します。

7-4-4 日時を設定する

画面の表示言語を設定します。

7-4-5 表示言語を設定する

本器に搭載されているモジュールのバージョン情報を表示します。

7-4-6 バージョン情報を表示する

TE ﾍﾞｰｽｶﾞｽ設定

日時

言語

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

測定開始

測定モードの画面に移行します。

98 / 204

7. 各種設定（ユーザーモード）

7-2 ユーザーモードに切り替える

7-2 ユーザーモードに切り替える
1

電源を切る
POWER/ENTER ボタンを長押しします。

2

POWER/ENTER ボタンと▲/AIR ボタンを同時に押す

3“ピッ”と鳴ったら、ボタンから指を離す
電源が入り、ユーザーモードのメニューが表示されます。

4▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、設定する項目を選択する

注記 ユーザーモードのパスワード設定が有効の場合（初期設定は無効）、手順 3 の後でパスワード入力画面が表示されます。▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して数値を選択し、POWER/ENTER ボタンで決定します。全てのパスワード（4 桁）を入力すると、ユーザーモードのメニューが表示されます。パスワードの初期
設定は 0000 です。なお、パスワードは、別売品の設定プログラムで変更することができます。

＜ユーザーモードから測定モードに切り替える＞
1

ユーザーモードで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［測定開始］を選択し、POWER/ENTER ボタンを押す
電源を入れたときと同様の動作をして、測定モードに移行します。

99 / 204

7. 各種設定（ユーザーモード）

7-3 ガス警報の設定

7-3 ガス警報の設定
7-3-1 警報点を設定する
センサごとに警報点を設定できます。警報点は分解能の単位で設定します。
＜R センサ＞
設定範囲下限設定範囲上限（ ）内は推奨範囲（ ）内は推奨範囲

0.1 %

0.0 %
（19.5 %以下）

25.0 %（23.5 %以上）

硫化水素（H2S）（低濃度）

0.1 ppm

0.5 ppm（1.0 ppm 以上）

200.0 ppm

一酸化炭素（CO）

1 ppm

12 ppm（25 ppm 以上）

2000 ppm

センサ

検知対象ガス

分解能

NCF-6322P

メタン（CH4）
イソブタン（HC(i-C4H10)）
水素（H2）
アセチレン（C2H2）

1 %LEL

1 %LEL（10 %LEL 以上）

60 %LEL

TEF-7520P

メタン（CH4）
イソブタン（HC(i-C4H10)）
水素（H2）

0.1 vol%

1.0 vol%（25.0 vol%以上）

100.0 vol%IRF-4341

メタン（CH4）

0.5 %LEL

IRF-4345

イソブタン（HC(i-C4H10)）

0.5 %LEL

IRF-4443

二酸化炭素（CO2）0.01 vol%（0 ～ 5 vol%）0.10 vol%（5 ～ 20 vol%）1.00 vol%（5.00 vol%以上）

20.00 vol%ESF-A24R2

硫化水素（H2S）
（高濃度）

1 ppm

20 ppm（1000 ppm）

1000 ppm

ESF-B242

アンモニア（NH3）0.5 ppm

ESF-C930

塩素（Cl2）0.01 ppm

ESF-B249

オゾン（O3）0.005 ppm

ESF-A24E2

塩化水素（HCl）

0.05 ppm

ESF-A24D4

二酸化硫黄（SO2）0.1 ppm

ESF-A24D（国内防爆仕様）

シアン化水素（HCN）

0.1 ppm

PIF-001

揮発性有機化合物（VOC、10.6 eV、ppb）

1 ppb（0 ～ 4000 ppb）
10 ppb（4000 ～ 40000 ppb）

センサ

検知対象ガス

分解能

ESR-X13P

酸素（O2）ESR-A13i
ESR-A13P＜F センサ＞

100 / 204

設定範囲下限（ ）内は推奨範囲

0.0 %LEL（10 %LEL 以上）
0.0 %LEL（10 %LEL 以上）

10.0 ppm（25.0 ppm 以上）
0.09 ppm（0.50 ppm 以上）
0.035 ppm
（0.100 ppm 以上）
0.35 ppm（2.00 ppm 以上）
0.4 ppm（2.0 ppm 以上）
0.9 ppm（5.0 ppm 以上）
0 ppb（5000 ppb 以上）

設定範囲上限60.0 %LEL
60.0 %LEL

75.0 ppm
1.50 ppm
0.600 ppm
6.00 ppm
100.0 ppm
15.0 ppm

40000 ppb

7. 各種設定（ユーザーモード）

7-3 ガス警報の設定

センサ

検知対象ガス

PIF-002揮発性有機化合物（VOC、10.6 eV、ppm）

PIF-003揮発性有機化合物（VOC、10.0 eV、ppm）

分解能
0.1 ppm（0 ～ 400.0 ppm）
1 ppm
（400.0 ～ 4000 ppm）
0.01 ppm（0 ～ 10.00 ppm）
0.1 ppm（10.00 ～ 100.0 ppm）

設定範囲下限（ ）内は推奨範囲

設定範囲上限0.0 ppm（400.0 ppm 以上）

4000 ppm

0.00 ppm（5.00 ppm 以上）

100.0 ppm

注記
 警報点は第一警報 ≦ 第二警報（警報タイプが L-H の場合は、第一警報 ≧ 第二警報）となるように設定してください。
 警報の設定は機器の性能に見合う範囲でご使用ください。警報設定値を推奨範囲未満に設定した場合、誤警報の原因となることがあります。
 ESR-X13P（O2）の推奨範囲は酸欠計（L 警報）として使用する場合です。イナート中の酸素濃度測定（H 警報）として使用する場合、推奨範囲は 5.0 vol%以上です。
 STEL 警報点、TWA 警報点が無効濃度の場合、［STEL］、［TWA］の設定画面は表示されません。

101 / 204

7. 各種設定（ユーザーモード）

7-3 ガス警報の設定

1

ユーザーモードのメニューで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［警報設定］を選択し、POWER/ENTER
ボタンを押す2［警報点設定］が選択されていることを確認し、POWER/ENTER ボタンを押す

3▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、センサを選択し、POWER/ENTER ボタンを押す

4▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、第一警報点の数値を設定し、POWER/ENTER ボタンを押す

5▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、第二警報点の数値を設定し、POWER/ENTER ボタンを押す

6▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、STEL 警
報点の数値を設定し、POWER/ENTER ボタンを押す

7▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、TWA 警報点の数値を設定し、POWER/ENTER ボタンを押す［終了］と表示され、手順 3 の画面に戻ります。

102 / 204

7. 各種設定（ユーザーモード）

7-3 ガス警報の設定

注記 警報点の設定時に▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押すと、分解能の単位で数値を変更できます。
 警報点の設定時に▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを長押し（7 秒未満）すると、分解能の 10 倍の単位で数値を変更できます。また、7 秒以上長押しすると、分解能の 10 倍以上の単位で数値を変更できます。
 各警報点の設定時に DISP/ESC ボタンを押すと、1 つ前の画面に移行します。
 設定をキャンセルする場合は、DISP/ESC ボタンを数回押して第一警報点（［WARNING］）の設定画面を表示し、DISP/ESC ボタンを押してください。
 ユーザーモードのメニューに戻るには、DISP/ESC ボタンを数回押して警報設定のメニューを表示し、［戻る］

を選択して POWER/ENTER ボタンを押してください。

103 / 204

7. 各種設定（ユーザーモード）

7-3 ガス警報の設定

7-3-2 警報タイプを設定する
センサごとにガスの警報タイプを設定します。
［H-HH］、［L-LL］、［L-H］のいずれかを設定できます。初期設定は［H-HH］（酸素（O2）の場合は［L-H］）です。

注記 以下の場合、第二警報点を強制的に第一警報点と同じ値に設定します。

・［H-HH］または［L-H］から［L-LL］に変更した場合
・［L-LL］から［H-HH］または［L-H］に変更した場合

1

ユーザーモードのメニューで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［警報設定］を選択し、POWER/ENTER
ボタンを押す2 ▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［警報ﾀｲﾌﾟ］
を選択し、POWER/ENTER ボタンを押す

3▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、センサを選択し、POWER/ENTER ボタンを押す

4▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、警報タイプ
を選択する［H-HH］、［L-LL］、［L-H］のいずれかを選択します。

5

POWER/ENTER ボタンを押す
警報タイプが設定されます。
［終了］と表示され、手順 3 の画面に戻ります。
104 / 204

7. 各種設定（ユーザーモード）

7-3 ガス警報の設定

注記 設定をキャンセルする場合は、手順 5 で DISP/ESC ボタンを押してください。
 ユーザーモードのメニューに戻るには、DISP/ESC ボタンを数回押して警報設定のメニューを表示し、［戻る］

を選択して POWER/ENTER ボタンを押してください。

105 / 204

7. 各種設定（ユーザーモード）

7-3 ガス警報の設定

7-3-3 警報動作を設定する
警報動作を設定します。
［自己保持］または［自動復帰］を設定できます。初期設定は［自己保持］です。
1

ユーザーモードのメニューで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［警報設定］を選択し、POWER/ENTER
ボタンを押す2▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［警報自己保持］を選択し、POWER/ENTER ボタンを押す

3 ▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［自己保持］または［自動復帰］を選択する

4

POWER/ENTER ボタンを押す
警報動作が設定されます。
［終了］と表示され、手順 2 の画面に戻ります。

注記 設定をキャンセルする場合は、手順 4 で DISP/ESC ボタンを押してください。
 ユーザーモードのメニューに戻るには、警報設定のメニューで［戻る］を選択し、POWER/ENTER ボタンを押してください。
 自己保持の場合はガス濃度が正常な濃度に戻った後、RESET/▼ボタンを押すと警報動作が解除されます。

自動復帰の場合はガス濃度が正常な濃度に戻ると、自動で警報動作が解除されます。

106 / 204

7. 各種設定（ユーザーモード）

7-3 ガス警報の設定

7-3-4 警報点をリセットする警報点を初期設定時の状態に戻します。

注記 搭載しているセンサが初期設定時と異なる場合、ユーザーモードに項目は表示されません。
 警報点の初期設定値は‘4-2 ガス警報点’を参照してください。

1

ユーザーモードのメニューで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［警報設定］を選択し、POWER/ENTER
ボタンを押す2▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［警報点ﾘｾｯﾄ］を選択し、POWER/ENTER ボタンを押す

3

POWER/ENTER ボタンを押す
リセットを中止する場合は、DISP/ESC ボタンを押してください。

4

POWER/ENTER ボタンを押す
記録を中止する場合は、DISP/ESC ボタンを押してください。

警報点がリセットされます。
［終了］と表示され、手順 2 の画面に戻ります。

注記 ユーザーモードのメニューに戻るには、警報設定のメニューで［戻る］を選択し、POWER/ENTER ボタンを押してください。

107 / 204

7. 各種設定（ユーザーモード）

7-3 ガス警報の設定

7-3-5 警報機能のオン/オフを設定する
警報機能のオン/オフを設定します。
警報機能を［ｵﾌ］にするとガス警報動作を行いません。また、画面上部に［NO ALARM］のアイコンが表示されます。
初期設定は［ｵﾝ］です。
1

ユーザーモードのメニューで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［警報設定］を選択し、POWER/ENTER
ボタンを押す2▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［警報ｵﾝ］
を選択し、POWER/ENTER ボタンを押す

3▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［ｵﾝ］または［ｵﾌ］を選択する

4

POWER/ENTER ボタンを押す
警報機能が設定されます。
［終了］と表示され、手順 2 の画面に戻ります。

注記 設定をキャンセルする場合は、手順 4 で DISP/ESC ボタンを押してください。
 ユーザーモードのメニューに戻るには、警報設定のメニューで［戻る］を選択し、POWER/ENTER ボタンを押してください。

108 / 204

7. 各種設定（ユーザーモード）

7-4 その他のユーザーモードの設定

7-4 その他のユーザーモードの設定
7-4-1 ブザー音を設定する
ブザー音を設定します。
以下のいずれかを設定できます。初期設定は［全てｵﾝ］です。
 ［全てｵﾝ］：ブザー音を全ての状況で鳴らします。（ボタン操作音/警報音/警告音を鳴らす） ［全てｵﾌ］：ブザー音を一部のシステム異常（ROM、RAM、FRAM）を除いた全ての状況で鳴らしません。
（ボタン操作音/警報音/警告音を鳴らさない） ［ﾎﾞﾀﾝ操作音ｵﾌ］ ：ボタンの操作音のみ鳴らしません（警報音/警告音は鳴らす）

注記 ブザー音の設定に関わらず、ROM、RAM、FRAM のいずれかの異常の場合、強制的にブザー音を鳴らします。

1

ユーザーモードのメニューで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［ﾌﾞｻﾞｰ設定］を選択し、POWER/ENTER
ボタンを押す2▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、ブザー音を選択する［全てｵﾝ］、［全てｵﾌ］、［ﾎﾞﾀﾝ操作音ｵﾌ］のいずれかを選択します。

3

POWER/ENTER ボタンを押す
ブザー音が設定されます。
［終了］と表示され、手順 1 の画面に戻ります。

注記 設定をキャンセルする場合は、手順 3 で DISP/ESC ボタンを押してください。

109 / 204

7. 各種設定（ユーザーモード）

7-4 その他のユーザーモードの設定

7-4-2 CO2 エア調整のオン/オフを設定する
エア調整時に二酸化炭素用センサのエア調整を行うかどうかを設定します。
設定を［ｵﾝ］にするとエア調整時に二酸化炭素用センサのエア調整を行います。初期設定は［ｵﾌ］です。

注記 二酸化炭素用センサを搭載している場合に設定することができます。それ以外の場合、ユーザーモードに項目は表示されません。
 CO2 エア調整の設定をオンにしてエア調整を行うと、二酸化炭素用センサは実際の二酸化炭素濃度ではなく、吸引した空気において自動で 400 ppm に設定します。この場合、通常の製品仕様を満たさないため注意が必要です。
二酸化炭素用センサの設定値を 0 ppm にするには、CO2 ゼロ調整を行ってください。（‘8-2-3 CO2 ゼロ調整を行う’参照）
 VOC 用センサを搭載している場合、CO2 エア調整の設定はオンにしないでください。活性炭フィルター

CF-8350 から発生する二酸化炭素（CO2）により、正しい調整ができません。

1

ユーザーモードのメニューで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［CO2 ｴｱ調整設定］を選択し、
POWER/ENTER ボタンを押す

2▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［ｵﾝ］または［ｵﾌ］を選択する

3

POWER/ENTER ボタンを押す
二酸化炭素用センサのエア調整の実行のオン/オフが設定されます。
［終了］と表示され、手順 1 の画面に戻ります。

注記 設定をキャンセルする場合は、手順 3 で DISP/ESC ボタンを押してください。

110 / 204

7. 各種設定（ユーザーモード）

7-4 その他のユーザーモードの設定

7-4-3 ベースガス調整用のガス種を選択する
ベースガス調整に使用するガス種を選択します。
［N2］または［イナート］を設定できます。初期設定は［N2］です。

注記 ベースガス調整が可能なセンサ（TEF センサ）を搭載している場合に、設定することができます。それ以外の場合、ユーザーモードに項目は表示されません。
 TEF センサ（メタン（CH4）仕様、またはイソブタン（HC(i-C4H10)）仕様）と酸素用センサを搭載している場合、エア調整の後、ベースガス調整も実施してください。（‘8-2-4 ベースガス調整を行う’参照）
酸素用センサにより高濃度可燃性ガスの測定結果を自動で補正する機能を正常に働かせるため、エア調整の後［N2］を選択して、窒素（N2）でベースガス調整をしてください。（‘5-7-1 ガス濃度を測定する’の注記‘＜高濃度用可燃性ガスセンサが受ける共存ガスの影響について＞’参照）
 TEF センサ（メタン（CH4）仕様、またはイソブタン（HC(i-C4H10)）仕様）を搭載し、酸素用センサを搭載していな

い場合、および TEF センサ（水素（H2）仕様）を搭載している場合、エア調整は適用されません。ベースガス調
整のみを実施してください。（‘8-2-4 ベースガス調整を行う’および‘5-7-1 ガス濃度を測定する’の注記‘＜高濃度用可燃性ガスセンサが受ける共存ガスの影響について＞’参照）
また、エアベースでの測定を行う場合、［N2］を選択し、エアを使用してベースガス調整することで空気中の酸素濃度（20.9 %）による影響を緩和できます。（‘5-7-1 ガス濃度を測定する’の注記‘＜高濃度用可燃性ガスセンサが受ける共存ガスの影響について＞’参照）

1

ユーザーモードのメニューで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［TE ﾍﾞｰｽｶﾞｽ設定］を選択し、
POWER/ENTER ボタンを押す

2▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［N2］または［ｲﾅｰﾄ］を選択する

3

POWER/ENTER ボタンを押す
ベースガス調整用のガス種が設定されます。
［終了］と表示され、手順 1 の画面に戻ります。

注記 設定をキャンセルする場合は、手順 3 で DISP/ESC ボタンを押してください。

111 / 204

7. 各種設定（ユーザーモード）

7-4 その他のユーザーモードの設定

7-4-4 日時を設定する
内部時計の日付（年、月、日）および時間（時、分）を設定します。
年→月→日→時→分の順で日時を設定します。
1

ユーザーモードのメニューで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［日時］を選択し、POWER/ENTER ボタ
ンを押す

2▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して日時を設定
し、POWER/ENTER ボタンを押す
選択中の項目は点滅表示します。

3

手順 2 を繰り返す
時間の分を設定後、POWER/ENTER ボタンを押すと、［終了］と表示され、手順 1 の画面に戻ります。

注記 設定をキャンセルする場合は、手順 2 で DISP/ESC ボタンを押してください。
 日付（年、月、日）および時間（時、分）の設定時に DISP/ESC ボタンを押すと、1 つ前の画面に移行します。
 日付の年の設定時に DISP/ESC ボタンを押すと、ユーザーモードのメニューに戻ります。

112 / 204

7. 各種設定（ユーザーモード）

7-4 その他のユーザーモードの設定

7-4-5 表示言語を設定する
画面の表示言語を設定します。初期設定は、国内防爆仕様の場合［JAPANESE］（日本語）です。ATEX/IECEx 仕様の場合は［ENGLISH］（英語）です。
以下の言語から選択できます。
 ［ENGLISH］（英語） ［JAPANESE］（日本語） ［ITALIAN］（イタリア語）
 ［SPANISH］（スペイン語）
 ［GERMAN］（ドイツ語）
 ［FRENCH］（フランス語）
 ［PORTUGUESE］（ポルトガル語）
 ［RUSSIAN］（ロシア語）
 ［KOREAN］（韓国語）
 ［CHINESE(SC)］（中国語（簡体字））
 ［CHINESE(TC)］（中国語（繁体字））
 ［VIETNAMESE］（ベトナム語）
 ［POLISH］（ポーランド語）
 ［TURKISH］（トルコ語）
 ［SLOVAK］（スロバキア語）
 ［CZECH］（チェコ語）
1

ユーザーモードのメニューで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［言語］を選択し、POWER/ENTER ボタ
ンを押す

2▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して言語を選択する

3

POWER/ENTER ボタンを押す［終了］と表示され、手順 1 の画面に戻ります。

注記 設定をキャンセルする場合は、手順 3 で DISP/ESC ボタンを押してください。

113 / 204

7. 各種設定（ユーザーモード）

7-4 その他のユーザーモードの設定

7-4-6 バージョン情報を表示する
本器に搭載されているモジュールのバージョン情報を表示します。
以下の内容を表示できます。
 メイン基板のバージョン センサ基板のバージョン
 R センサのバージョン
 F センサ（F1、F2、F3）のバージョン
 オプション（Bluetooth（BLE）機能）のバージョン
 PID テーブルのバージョン

注記 ［ﾒｲﾝ基板ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ］の［ROM］および［SUM］の情報は、計算途中の場合［- - - -］と表示されます。

1

ユーザーモードのメニューで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ］を選択し、POWER/ENTER
ボタンを押す2▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して表示する
バージョン情報を選択する

114 / 204

7. 各種設定（ユーザーモード）

3

7-4 その他のユーザーモードの設定

POWER/ENTER ボタンを押す［終了］と表示され、手順 1 の画面に戻ります。

115 / 204

8. 保守点検

8-1 点検の頻度と点検項目

8

保守点検
本器は防災・保安上重要な計器です。
本器の性能を維持し、防災や保安上の信頼性を向上するために、定期的な保守点検を実施してください。

8-1 点検の頻度と点検項目ご使用になる前に、以下の項目を定期的に点検してください。
 日常点検：作業前に点検してください。
 1 ヶ月点検：1 ヶ月に 1 回、警報テストを行って点検してください。
 定期点検：1 年に 1 回以上（推奨：6 ヶ月に 1 回以上）の頻度で点検してください。
点検項目

点検内容

日常
点検

1 ヶ月
点検

定期
点検

電池残量

電池残量が十分であるか確認してください。

○

○

○

濃度表示

清浄な空気を吸引させて濃度表示値が 0（酸素計では20.9 %）であることを確認してください。0 でない場合は、周囲に雑ガスがないことを確認してエア調整を行ってください。

○

○

○

本体動作

LCD 表示を確認し、故障表示がないか確認してください。

○

○

○

フィルター

フィルターに汚れがないか確認してください。

○

○

○

警報テスト

警報テストを実施し、警報窓のランプ、およびブザーが正常に動作するか確認してください。

－

○

○

ガス感度調整試験用標準ガスを用いて感度調整をしてください。

－

－

○

ガス警報確認試験用標準ガスを用いてガス警報の確認を行ってください。

－

－

○

警告
 万一、本器に異常が見つかった場合は、すみやかに販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

注記
 調整ガスによるガス感度調整は、6 ヶ月に 1 回は行ってください。
 ガス感度調整を行うには専用の器具や調整ガスの作製が必要になります。したがって、ガス感度調整については、販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。
 本器に内蔵しているセンサは有効期限があり定期的に交換が必要です。
 ガス感度調整の際、調整できない、エア調整しても指示が戻らない、指示がふらつくなどの症状が出た場合は、センサの寿命です。販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。
センサの保証期間については、‘12-8-2 センサ保証’を参照してください。

116 / 204

8. 保守点検

8-1 点検の頻度と点検項目

 防塵防水構造の IP66/68（IPx8 は水深 2 m / 1 時間浸漬し、水の侵入なきこと）は、相当する条件にさらされている間、またはさらされた後に、本器がガスを検知するかどうかを示すものではありません。必ず、粉塵や水を除去するようにしてください。

＜メンテナンスサービスについて＞
弊社では、ガス感度調整などを含めた定期点検、調整、整備などに関するサービスを行っております。
試験用標準ガスを作製するには、所定濃度のガスボンベやガス袋など専用器具が必要となります。
弊社指定のサービス員は、それらの専用器具や製品に関する専門知識などを備えたスタッフで構成されております。
機器の安全動作を維持するために、弊社メンテナンスサービスをご利用ください。
メンテナンスサービスの主な内容を以下に記します。詳細は、弊社営業所までお問い合わせください。
サービス

サービスの内容

電池残量の確認

電池残量を確認します。

濃度表示の確認

ゼロガスを用いて濃度表示がゼロ（酸素濃度表示の場合は 20.9 %、二酸化炭素表示の場合は 400 ～ 500 ppm 程度）であることを確認します。
指示がずれている場合はエア調整（ゼロ調整）を行います。

フィルターの確認

ダストフィルターの汚れ具合や目詰まりがないかを確認します。
汚れが目立つ場合や目詰まりを起こしている場合は交換します。

警報テスト

警報テストを実施し、警報ランプ、およびブザーが正常に動作することを確認します。

ガス感度調整試験用標準ガスを用いて感度調整を行います。

ガス警報確認試験用標準ガスを用いてガス警報を確認します。
・警報確認（警報設定値に達した際に警報の発信を確認）
・遅れ時間確認（警報を発信するまでの遅れ時間を確認）
・ブザー、ランプ、濃度表示の確認（警報 2 段階、それぞれの動作を確認）

機器の清掃・修繕（目視診断）

機器外観の汚れや傷を確認し、目立った箇所を清掃、修繕します。
亀裂や破損がある場合は、部品を交換します。

機器の操作確認ボタン操作をして各種機能の動作確認や、パラメーターなどをチェックします。

劣化部品の交換

センサやフィルターなど、劣化部品を交換します。

117 / 204

8. 保守点検

8-2 ガス調整を行う

8-2 ガス調整を行う
ガス調整を行うには、専用の器具や調整ガスが必要になります。
ガス調整を行う場合は、販売店または最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

注意 ライターガスを使用して本器の感度点検を行わないでください。ライターガスに含まれる成分により、センサの性能を劣化させるおそれがあります。
 センサの特性上、通電直後は正確な値を示さない場合があります。1 分以上の暖機を行い、指示が安定してから使用してください。また、ガス調整する場合は、10 分以上の暖機を行ってから実施してください。

8-2-1 ガス調整の準備＜準備機材＞
 調整ガス（別売品） ガス袋（別売品）またはデマンドフローバルブ（別売品）※※ガスシリンダーからのガスの取り出しに使用します。

＜ガスの供給方法＞
以下のようにガス袋またはデマンドフローバルブ（およびガスシリンダー）を接続して調整ガスを導入し、指示値が上昇
してから調整を実行します。調整ガス種、および調整ガスの導入時間については、＜推奨調整ガス濃度とガス導入時間について＞を参照してください。

ガス袋を使用する場合
ガス吸入口（GAS IN）

ガス排出口（GAS OUT）

ガス採集棒

ガス袋

デマンドフローバルブ（およびガスシリンダー）を使用する場合
ガス吸入口（GAS IN）

デマンドフローバルブ
ガス採集棒

118 / 204

ガス排出口
（GAS OUT）

8. 保守点検

8-2 ガス調整を行う＜推奨調整ガス濃度とガス導入時間について＞＜R センサ＞
センサ

検知対象ガス

調整ガス

調整ガス濃度

ガス導入時間ESR-X13P

酸素（O2）

酸素（O2）
窒素（N2）希釈

12.0 %60 秒

ESR-A13i

硫化水素（H2S）（低濃度）

硫化水素（H2S）

25.0 ppm

60 秒

ESR-A13P

一酸化炭素（CO）

一酸化炭素（CO）

50 ppm

60 秒

検知対象ガス

調整ガス＜F センサ＞
センサ

調整ガス濃度

ガス導入時間NCF-6322P

メタン（CH4）
メタン（CH4）
イソブタン（HC(i-C4H10)） イソブタン（HC(i-C4H10)）
水素（H2）
水素（H2）
アセチレン（C2H2）
アセチレン（C2H2）

50 %LEL

60 秒

TEF-7520P

メタン（CH4）
メタン（CH4）
イソブタン（HC(i-C4H10)） イソブタン（HC(i-C4H10)）
水素（H2）
水素（H2）

50 vol%60 秒

50 %LEL / 80 vol%60 秒

イソブタン（HC(i-C4H10)） イソブタン（HC(i-C4H10)） 50 %LEL / 80 vol%60 秒

IRF-4341
IRF-4345

メタン（CH4）

メタン（CH4）

IRF-4443

二酸化炭素（CO2）

ESF-A24R2

硫化水素（H2S）（高濃度）

硫化水素（H2S）

25 ppm

60 秒

ESF-B242

アンモニア（NH3）

アンモニア（NH3）40 ppm120 秒

ESF-C930

塩素（Cl2）塩素（Cl2）0.80 ppm

120 秒

オゾン（O3）オゾン（O3）または塩素（Cl2）

調整ガスにより
異なる※1

120 秒

ESF-B249

二酸化炭素（CO2）

14 vol%60 秒

ESF-A24E2

塩化水素（HCl）

塩化水素（HCl）

3.2 ppm

120 秒

ESF-A24D4

二酸化硫黄（SO2）二酸化硫黄（SO2）

3.2 ppm

120 秒

シアン化水素（HCN）

シアン化水素（HCN）
またはホスフィン（PH3）

調整ガスにより
異なる※2

120 秒

イソブチレン（C4H8）

20000 ppb

60 秒

イソブチレン（C4H8）

100 ppm

60 秒

イソブチレン（C4H8）

20 ppm60 秒

ESF-A24D（国内防爆仕様）PIF-001
PIF-002
PIF-003揮発性有機化合物（VOC、10.6 eV、ppb）
揮発性有機化合物（VOC、10.6 eV、ppm）
揮発性有機化合物（VOC、10.0 eV、ppm）※1 ESF-B249 は調整ガスによりガス濃度が異なります。以下のガス濃度でガス調整を行ってください。
オゾン（O3)（実ガス）を使用する場合：0.16 ppm
塩素（Cl2）（代替ガス）を使用する場合：0.16 ÷ （換算係数） ppm※2 ESF-A24D は調整ガスによりガス濃度が異なります。以下のガス濃度でガス調整を行ってください。
シアン化水素（HCN）（実ガス）を使用する場合 ：8 ppm
ホスフィン （PH3）（代替ガス）を使用する場合 ：8 ÷ （換算係数） ppm

注記 バンプテスト時の推奨調整ガス濃度とガス導入時間も上記と同様です。
 上記は推奨調整ガス濃度となります。使用する調整ガス濃度が異なる場合は濃度設定を変更し、ガス調整を実施してください。

119 / 204

8. 保守点検

8-2 ガス調整を行う

警告 ガス袋を取り付ける際に、ガス袋に圧力をかけないでください。内部で調整ガスが漏洩し、正しく調整できない
可能性があります。
調整ガスについて 調整ガスには危険性を含むガス（可燃性ガス、毒性ガス、酸素欠乏など）を使用することになります。ガスおよび関連する冶工具の取り扱いには十分注意してください。
ガス袋について 正確に調整を行うため、ガス袋はガス種ごと、濃度ごとに使い分けてください。
ガス調整する場所について
 ガス調整は、密閉された空間で行わないでください。
 ガス調整を行うときは、シリコーン、スプレー缶のガスなどを使用しない場所で行ってください。
 ガス調整は、できるだけガスの測定環境と同じ環境で行ってください。
 調整ガスには、危険性を含むガス（可燃性ガス、毒性ガス、酸素欠乏など）を使用します。調整は必ず排気ブースで行うか、ガス排出口（GAS OUT）に排気袋を取り付けて調整ガスを回収してください。
代替ガス、および換算係数を使用するガス調整について
 代替ガスで調整を行う場合、調整ガス濃度の値は、代替ガス濃度  換算係数としてください。
例） ESF-B249（O3）の場合
塩素（Cl2）（代替ガス）濃度 × 換算係数 = オゾン（O3）（調整ガス）濃度
 換算係数はセンサ底面に印字されています。

センサ底面

代替ガスと換算係数の印字イメージ（例：代替ガス：塩素（Cl2）、換算計数：1.9）

注意 混合ガスを使用してスパン調整を実施する場合、検知対象ガス以外の成分が干渉し、指示精度に影響を及ぼすおそれがあります。‘12-6 定電位電解式センサの干渉一覧’を参照し、明らかに干渉を受けるガスの組み合
わせは避けてください。

120 / 204

8. 保守点検

8-2 ガス調整を行う＜ガス調整のメニュー＞
ガス調整は、ユーザーモードの［ｶﾞｽ調整］で行います。
［ｶﾞｽ調整］では、以下のメニューが表示され項目を実行、設定することができます。
［ｶﾞｽ調整］［ｴｱ調整］［CO2 ｾﾞﾛ調整］（二酸化炭素用センサを搭載している場合）［ﾍﾞｰｽｶﾞｽ調整］（可燃性ガス（vol%）用センサ（TEF）を搭載している場合）［ｽﾊﾟﾝ調整］［CYLINDER A］ ～ ［CYLINDER F］［測定開始］［調整濃度設定］［ｼﾘﾝﾀﾞｰ設定］［調整ｶﾞｽ選択］（VOC 用センサを搭載している場合）
［戻る］
［戻る］

注記
 電源を切った状態で、POWER/ENTER ボタンと▲/AIR ボタンを同時に押すとユーザーモードに切り替わります。（‘7-2 ユーザーモードに切り替える’参照）
 ［ｶﾞｽ調整］を終了する場合は、▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを数回押して［戻る］を選択し、

POWER/ENTER ボタンを押してください。ユーザーモードのメニューに戻ります。
 ［ｽﾊﾟﾝ調整］を終了する場合は、▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを数回押して［戻る］を選択し、

POWER/ENTER ボタンを押してください。［ｶﾞｽ調整］のメニューに戻ります。
 ［ｽﾊﾟﾝ調整］から測定モードに移行することができます。［ｽﾊﾟﾝ調整］で▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを数回押して［測定開始］を選択し、POWER/ENTER ボタンを押してください。ユーザーモードが終了し、電源を入れたときと同様の動作をして、測定モードに移行します。

警告 ガス調整が終了したら、手動で測定モードに戻してください。ユーザーモードの状態から自動で測定モードには戻りません。

121 / 204

8. 保守点検

8-2 ガス調整を行う

8-2-2 エア調整を行う
ガス濃度を測定する前にはエア調整が必要です。
各センサの調整方法および注意点については、‘5-6 測定モードでエア調整を行う’を参照してください。

注記＜GX-9000H＞
 H2S 高濃度測定モードと H2S 低濃度測定モードで、それぞれエア調整を行ってください。▲/AIR ボタンとRESET/▼ボタンを同時に押すとブザーが“ピッ”と鳴り、H2S 高濃度測定モードと H2S 低濃度測定モードが切り替わります。

1

ユーザーモードのメニューで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［ｶﾞｽ調整］を選択し、POWER/ENTER
ボタンを押す2［ｶﾞｽ調整］のメニューで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタ
ンを押して、［ｴｱ調整］を選択し、POWER/ENTER ボタンを押す

3▲/AIR ボタンを長押しする

エア調整が実行されます。
右記の画面が表示されている間は、▲/AIR ボタンを押し続けてください。

4

画面に［AIR ﾎﾞﾀﾝ離す］と表示されたら、▲/AIR ボタンから指を離す

エア調整が正常に行われると、結果が表示され、続けてエア調整後の濃度が表示されます。

122 / 204

8. 保守点検

8-2 ガス調整を行う

手順 2 の画面に戻ります。

注記 エア調整に失敗すると、失敗したセンサのガス濃度表示部に［FAIL］と表示されます。

RESET/▼ボタンを押して故障警報（調整不良）を解除してください。エア調整に失敗したセンサはエア調整が行われず現在のガス濃度値を表示します。
 エア調整に失敗した場合は、再度清浄な空気中でエア調整を行ってください。それでもエア調整ができない場

合は、センサ不良の可能性があります。販売店または最寄りの営業所にご連絡ください。

123 / 204

8. 保守点検

8-2 ガス調整を行う

8-2-3 CO2 ゼロ調整を行う
二酸化炭素用センサを搭載している場合は、CO2 ゼロ調整を行ってください。
CO2 ゼロ調整は調整ガスに窒素（N2）を使用する方法と CO2 除去フィルターCF-284 を使用する方法があります。

警告 空気中には、二酸化炭素（CO2）が 400 ～ 500 ppm 程度あります。CO2 除去フィルターCF-284 を装着せずに空気中で CO2 ゼロ調整を行うと、正しいガス濃度を測定できなくなります。

注意 CO2 ゼロ調整中に、二酸化炭素（CO2）を吸引しないでください。
 CO2 ゼロ調整中に、吸引口に呼気を吹きかけないでください。

注記
 CO2 ゼロ調整が必要なセンサを搭載していない場合、ユーザーモードの［ｶﾞｽ調整］のメニューに［CO2 ｾﾞﾛ調

整］の項目は表示されません。

＜調整ガスに窒素（N2）を使用する場合＞
調整ガスに窒素（N2）を使用する場合は、GAS IN から 60 秒程度導入してください。
ガス吸入口（GAS IN）

ガス採集棒

ガス袋

124 / 204

ガス排出口
（GAS OUT）

8. 保守点検

8-2 ガス調整を行う＜CO2 除去フィルターCF-284 を使用する場合＞
調整ガスに窒素（N2）を使用しない場合、CO2 除去フィルターCF-284 を使用して空気中の二酸化炭素（CO2）を除去する必要があります。CO2 除去フィルターCF-284 は、側面に記載された矢印が本体のガス吸入口（GAS IN）に向く
ように取り付け、60 秒程度空気を吸引してから CO2 ゼロ調整を行ってください。

CO2 除去フィルター
CF-284矢印（↓）を吸入口に向け、立てて使用する

ガス採集棒

ガス吸入口

注意
 CO2 除去フィルターは立てて使用してください。横にしたまま吸引すると、CO2 除去フィルター管内の上部を空気が通過するため、空気中の二酸化炭素（CO2）を吸収できない場合があります。
 CO2 除去フィルターの使用後は、通気を遮断してください。吸収剤は、空気が混入すると、空気中の二酸化炭素（CO2）を吸収して吸収性能が下がります。
 CO2 除去フィルターは、直射日光の当たらない乾燥した場所に保管してください。

注記
 CO2 除去フィルター1 本で使用可能な回数は、空気中の二酸化炭素濃度によって異なります。また、CO2 除去フィルターの気密の度合い、保管温度、湿度によっても異なります。
 1 回 1 分間の吸引でおよそ以下の表の回数が目安となります。ただし、環境中の二酸化炭素濃度が特定できない場合は余裕をもって使用してください。
測定環境中の二酸化炭素濃度

推定使用可能回数

500 ppm

約 1000 回

1000 ppm

約 500 回

2000 ppm

約 200 回

4000 ppm

約 100 回

125 / 204

8. 保守点検

8-2 ガス調整を行う

1

ユーザーモードのメニューで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［ｶﾞｽ調整］を選択し、POWER/ENTER
ボタンを押す2［ｶﾞｽ調整］のメニューで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタ
ンを押して、［CO2 ｾﾞﾛ調整］を選択し、POWER/ENTER ボ
タンを押す

3

窒素（N2）を導入し、60 秒後に POWER/ENTER ボタンを押す

CO2 ゼロ調整が実行されます。

CO2 ゼロ調整が正常に行われると、結果が表示され、続けて CO2 ゼロ調整後の濃度が表示されます。

手順 2 の画面に戻ります。

注記
 CO2 ゼロ調整に失敗すると、二酸化炭素用センサのガス濃度表示部に［FAIL］と表示されます。

RESET/▼ボタンを押して故障警報（調整不良）を解除してください。CO2 ゼロ調整に失敗した場合は CO2 ゼ
ロ調整が行われず現在のガス濃度値を表示します。
 CO2 ゼロ調整を中止する場合は、手順 3 で DISP/ESC ボタンを押してください。
 CO2 エア調整の設定をオンにしてエア調整を行うと、二酸化炭素用センサは実際の二酸化炭素濃度ではなく、吸引した空気において自動で 400 ppm に設定します。（‘7-4-2 CO2 エア調整のオン/オフを設定する’参照）
この場合、通常の製品仕様を満たさないため注意が必要です。
二酸化炭素用センサの設定値を 0 ppm にするには、CO2 ゼロ調整を行ってください。

126 / 204

8. 保守点検

8-2 ガス調整を行う

8-2-4 ベースガス調整を行う
TEF センサが搭載されている場合は、エア調整の後、ベースガス調整を行います。

警告 ベースガス調整の調整ガスには窒素（N2）またはイナートガス（窒素（N2）：86 vol%、二酸化炭素（CO2）：14
vol%想定）を使用してください。
 TEF センサ（メタン（CH4）仕様、またはイソブタン（HC(i-C4H10)）仕様）と酸素用センサを搭載している場合、エア調整の後、ベースガス調整も実施してください。（‘8-2-4 ベースガス調整を行う’参照）
酸素用センサにより高濃度可燃性ガスの測定結果を自動で補正する機能を正常に働かせるため、エア調整の後、ベースガス調整用のガス選択で［N2］を選択し（‘7-4-3 ベースガス調整用のガスを選択する’参照）、窒素（N2）でベースガス調整をしてください。（‘5-7-1 ガス濃度を測定する’の注記‘＜高濃度用可燃性ガスセンサが受ける共存ガスの影響について＞’参照）
 TEF センサ（メタン（CH4）仕様、またはイソブタン（HC(i-C4H10)）仕様）を搭載し、酸素用センサを搭載していな
い場合、および TEF センサ（水素（H2）仕様）を搭載している場合、エア調整は適用されません。ベースガス調
整のみを実施してください。（‘5-7-1 ガス濃度を測定する’の注記‘＜高濃度用可燃性ガスセンサが受ける共存ガスの影響について＞’参照）
なお、ベースガス調整を実施後にエアが導入されるとゼロ点が以下のようになります。
ベースガス調整での使用ガス
窒素（N2）
イナートガス※
1.5 ～ 2.6 vol%0.6 ～ 1.6 vol%1.4 ～ 4.5 vol%1.0 ～ 3.3 vol%0.2 ～ 0.6 vol%1.2 ～ 1.6 vol%TEF センサの仕様
TEF センサ（メタン（CH4）仕様）
TEF センサ（イソブタン（HC(i-C4H10)）仕様）
TEF センサ（水素（H2 仕様））

※イナートガスは窒素（N2）：86 vol%、二酸化炭素（CO2）：14 vol%を想定
ただし、TEF センサはゼロサプレス機能（初期設定：ON）により 0.9 vol%以下のゼロ付近での指示値が変動しないため、ベースガス調整をした後、エアを導入しても指示変動がない場合があります。（‘12-3 ゼロサプレス
機能’参照）
また、エアベースでの測定を行う場合、ベースガス調整用のガス選択で［N2］を選択し（‘7-4-3 ベースガス調
整用のガスを選択する’参照）、エアを使用してベースガス調整することで空気中の酸素濃度（20.9 %）による影響を緩和できます。（‘5-7-1 ガス濃度を測定する’の注記‘＜高濃度用可燃性ガスセンサが受ける共存ガスの影響について＞’参照）

注記 ベースガス調整の調整ガスはユーザーモードの［TE ﾍﾞｰｽｶﾞｽ設定］で設定できます。（‘7-4-3 ベースガス調

整用のガス種を選択する’参照）
 ベースガス調整が必要なセンサを搭載していない場合、ユーザーモードの［ｶﾞｽ調整］のメニューに［ﾍﾞｰｽｶﾞｽ

調整］の項目は表示されません。

127 / 204

8. 保守点検

8-2 ガス調整を行う

1

ユーザーモードのメニューで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［ｶﾞｽ調整］を選択し、POWER/ENTER
ボタンを押す2［ｶﾞｽ調整］のメニューで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタ
ンを押して、［ﾍﾞｰｽｶﾞｽ調整］を選択し、POWER/ENTER ボ
タンを押す

3

ベースガス調整用のガスを導入し、120 秒後に
POWER/ENTER ボタンを押す
ベースガス調整用のガスは、ユーザーモードの［TE ﾍﾞｰｽｶﾞｽ設定］で選択したガス（窒素（N2）またはイナートガス）を使用してください。

ベースガス調整が実行されます。

ベースガス調整が正常に行われると、結果が表示され、続けてベースガス調整後の濃度が表示されます。

手順 2 の画面に戻ります。

注記 ベースガス調整に失敗すると、失敗した TEF センサのガス濃度表示部に［FAIL］と表示されます。

▲/AIR ボタン以外のボタンを押して故障警報（調整不良）を解除してください。ベースガス調整に失敗した
TEF センサはベースガス調整が行われず現在のガス濃度値を表示します。
 ベースガス調整を中止する場合は、手順 3 で DISP/ESC ボタンを押してください。

128 / 204

8. 保守点検

8-2 ガス調整を行う

8-2-5 スパン調整の設定を行う
スパン調整時のシリンダー、調整ガス濃度、調整ガスを設定できます。

＜シリンダーを設定する＞
調整するセンサのグループ（シリンダー）を設定します。複数のガスを混合したシリンダーなどを使用する場合、ガス調整で同じシリンダーに設定したガスはガス調整を同時に行うことができます。使用するシリンダーに合わせて設定
してください。
＜GX-9000＞
シリンダーは A ～ F まで設定できます。
＜GX-9000H＞
センサごとに以下の設定が可能です。
センサ

シリンダーの設定可能範囲

R1

A～F

R2

A～C

R3

A～C

F1

D～F

F2

D～F

F3

A～C

シリンダーの初期設定値は以下のとおりです。
センサ
センサ型式
スロット
R1
ESR-X13P

検知対象ガス酸素（O2）R2

ESR-A13i

硫化水素（H2S）低濃度

R3

ESR-A13P
IRF-4443
ESF-A24R2
ESF-B242
ESF-C930
ESF-B249
ESF-A24E2
ESF-A24D4
ESF-A24D
PIF-001
PIF-002
PIF-003
TEF-7520P
IRF-4341
IRF-4345

一酸化炭素（CO）
二酸化炭素（CO2）
硫化水素（H2S）高濃度
アンモニア（NH3）
塩素（Cl2）オゾン（O3）塩化水素（HCl）
二酸化硫黄（SO2）
シアン化水素（HCN）（国内防爆仕様）
揮発性有機化合物（VOC、10.6 eV、ppb）
揮発性有機化合物（VOC、10.6 eV、ppm）
揮発性有機化合物（VOC、10.0 eV、ppm）
メタン（CH4）/イソブタン（HC(i-C4H10)）/水素（H2）
メタン（CH4）
イソブタン（HC(i-C4H10)）
メタン（CH4）/イソブタン（HC(i-C4H10)）
水素（H2）/アセチレン（C2H2）
二酸化炭素（CO2）

F1

F2

F3

NCF-6322P
IRF-4443

129 / 204

シリンダーの
初期設定値
A
B（国内防爆仕様）A（ATEX/IECEx 仕様）
A

DE
E（レンジ［H］）
A（レンジ［L］）
ACC

8. 保守点検

8-2 ガス調整を行う

1

ユーザーモードのメニューで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［ｶﾞｽ調整］を選択し、POWER/ENTER
ボタンを押す2［ｶﾞｽ調整］のメニューで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタ
ンを押して、［ｽﾊﾟﾝ調整］を選択し、POWER/ENTER ボタン
を押す

3▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して［ｼﾘﾝﾀﾞｰ設
定］を選択し、POWER/ENTER ボタンを押す

4▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押してセンサを選択し、POWER/ENTER ボタンを押す

5▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押してシリンダーを設定し、POWER/ENTER ボタンを押す
ボタンを押すごとに［A］→［B］→［C］・・・［F］と順に切り替わります。
ただし、設定できないシリンダーは表示されません。
［終了］と表示され、手順 4 の画面に戻ります。

注記 設定をキャンセルする場合は、手順 5 で DISP/ESC ボタンを押してください。
 高濃度と低濃度の調整が可能なダブルレンジの IRF センサ（メタン（CH4）、イソブタン（HC(i-C4H10)））の場合

は、センサの選択時に［H］、［L］を選択できます。
＜高濃度の場合＞＜低濃度の場合＞

 高濃度と低濃度の調整が可能なダブルレンジの IRF センサ（メタン（CH4）、イソブタン（HC(i-C4H10)））の場合

は、高濃度と低濃度で同一のシリンダーを設定することはできません。

130 / 204

8. 保守点検

8-2 ガス調整を行う＜スパン調整時のガス濃度を設定する＞
スパン調整時の調整ガスの濃度は、センサごとに以下の範囲内で設定できます。
ガス濃度は分解能の単位で設定します。
＜R センサ＞
センサ

検知対象ガス

分解能

設定範囲下限設定範囲上限ESR-X13P

酸素（O2）

0.1 %

0.0 %

18.0 %ESR-A13i

硫化水素（H2S）（低濃度）

0.1 ppm

1.0 ppm

200.0 ppm

ESR-A13P

一酸化炭素（CO）

1 ppm

15 ppm2000 ppm

センサ

検知対象ガス

分解能

設定範囲下限設定範囲上限NCF-6322P

メタン（CH4）
イソブタン（HC(i-C4H10)）
水素（H2）
アセチレン（C2H2）

1 %LEL

5 %LEL

75 %LEL

TEF-7520P

メタン（CH4）
イソブタン（HC(i-C4H10)）
水素（H2）

0.1 vol%

5.0 vol%

100.0 vol%IRF-4341

メタン（CH4）

0.5 %LEL / 0.1 vol%0.0 %LEL /0.0 vol%

100.0 %LEL /100.0 vol%IRF-4345

イソブタン（HC(i-C4H10)）

0.5 %LEL / 0.1 vol%0.0 %LEL /0.0 vol%

100.0 %LEL /100.0 vol%IRF-4443

二酸化炭素（CO2）0.01 vol%（0 ～ 5 vol%）0.10 vol%（5 ～ 20 vol%）0.0 vol%

20.00 vol%ESF-A24R2

硫化水素（H2S）
（高濃度）

1 ppm

20 ppm1000 ppm
75.0 ppm＜F センサ＞

1

ESF-B242

アンモニア（NH3）0.5 ppm

10.0 ppm

ESF-C930

塩素（Cl2）0.01 ppm

0.09 ppm

1.50 ppm

ESF-B249

オゾン（O3）0.005 ppm

0.035 ppm

0.600 ppm

ESF-A24E2

塩化水素（HCl）

0.05 ppm

0.35 ppm

6.00 ppm

ESF-A24D4

二酸化硫黄（SO2）0.1 ppm

0.4 ppm

100.0 ppm

ESF-A24D（国内防爆仕様）

シアン化水素（HCN）

0.1 ppm

0.9 ppm

15.0 ppm

PIF-001

揮発性有機化合物（VOC、10.6 eV、ppb）

1 ppb（0 ～ 4000 ppb）
10 ppb（4000 ～ 40000 ppb）

0 ppb

40000 ppb

PIF-002揮発性有機化合物（VOC、10.6 eV、ppm）

0.1 ppm（0 ～ 400.0 ppm）
1 ppm（400.0 ～ 4000 ppm）

0.0 ppm

4000 ppm

PIF-003揮発性有機化合物（VOC、10.0 eV、ppm）

0.01 ppm（0 ～ 10.00 ppm）
0.1 ppm（10.00 ～ 100.0 ppm）

0.00 ppm

100.0 ppm

ユーザーモードのメニューで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［ｶﾞｽ調整］を選択し、POWER/ENTER
ボタンを押す131 / 204

8. 保守点検

8-2 ガス調整を行う

2［ｶﾞｽ調整］のメニューで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタ
ンを押して、［ｽﾊﾟﾝ調整］を選択し、POWER/ENTER ボタン
を押す

3▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して［調整濃度設定］を選択し、POWER/ENTER ボタンを押す

4▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押してセンサを選択し、POWER/ENTER ボタンを押す

5▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押してスパン調整
時のガス濃度を設定し、POWER/ENTER ボタンを押す

手順 4 の画面に戻ります。

注記
 スパン調整時のガス濃度の設定時に▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押すと、分解能の単位で数値を変更できます。
 スパン調整時のガス濃度の設定時に▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを長押し（7 秒未満）すると、分解能の 10 倍の単位で数値を変更できます。また、7 秒以上長押しすると、分解能の 10 倍以上の単位で数値を変更できます。
 設定をキャンセルする場合は、手順 5 で DISP/ESC ボタンを押してください。
 高濃度と低濃度の調整が可能なダブルレンジの IRF センサ（メタン（CH4）、イソブタン（HC(i-C4H10)））の場合
は、センサの選択時に［H］、［L］を選択できます。
＜高濃度の場合＞＜低濃度の場合＞

 スパン調整時に使用するガス濃度は、‘8-2-1 ガス調整の準備’に記載している調整ガス濃度を推奨します。

132 / 204

8. 保守点検

8-2 ガス調整を行う＜スパン調整時の調整ガスを設定する＞
スパン調整時に使用する調整ガスを設定します。
VOC 用センサまたは代替ガスが設定されているセンサ（オゾン（O3）用およびシアン化水素（HCN）用）を搭載している場合に、調整ガスを設定することができます。
VOC 用センサで選択可能なガスは、揮発性有機化合物（VOC）の読み替え設定で設定しているガスおよびイソブチ
レン（C4H8）です。
揮発性有機化合物（VOC）の読み替え設定については、‘6-4-3 揮発性有機化合物（VOC）の読み替えガス種を選択する’を参照してください。

注記
 VOC 用センサまたは代替ガスが設定されているセンサ（オゾン（O3）用およびシアン化水素（HCN）用）が搭載されていない場合は、ユーザーモードの［ｽﾊﾟﾝ調整］のメニューに［調整ｶﾞｽ選択］の項目は表示されません。

1

ユーザーモードのメニューで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［ｶﾞｽ調整］を選択し、POWER/ENTER
ボタンを押す2［ｶﾞｽ調整］のメニューで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタ
ンを押して、［ｽﾊﾟﾝ調整］を選択し、POWER/ENTER ボタン
を押す

3▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して［調整ｶﾞｽ選択］を選択し、POWER/ENTER ボタンを押す

4▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押してセンサを選択し、POWER/ENTER ボタンを押す

5▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押してスパン調整用のガスを選択し、POWER/ENTER ボタンを押す［終了］と表示され、手順 4 の画面に戻ります。

注記 設定をキャンセルする場合は、手順 5 で DISP/ESC ボタンを押してください。

133 / 204

8. 保守点検

8-2 ガス調整を行う

8-2-6 スパン調整を行う
シリンダーA ～ F から選択したガス種について、ガス調整を行うことができます。事前にガス調整用のガスを準備してください。（‘8-2-1 ガス調整の準備’を参照）

注意 混合ガスを使用してスパン調整を実施する場合、検知対象ガス以外の成分が干渉し、指示精度に影響を及ぼすおそれがあります。‘12-6 定電位電解式センサの干渉一覧’を参照し、明らかに干渉を受けるガスの組み合
わせは避けてください。

注記
 スパン調整を行う前に必ずエア調整を行ってください。
 二酸化炭素用センサが搭載されている場合は、スパン調整を行う前に必ず CO2 ゼロ調整またはエア調整（‘7-4-2 CO2 エア調整のオン/オフを設定する’でオンを選択している場合）を行ってください。
 スパン調整時の調整ガス濃度やシリンダー、調整ガスを設定できます。（‘8-2-5 スパン調整の設定を行う’参照）
 調整成功後自動起動機能が ON、かつシリンダー設定が A のみの場合、スパン調整成功後に自動で測定を開始します。
調整成功後自動起動機能の設定は、別売品の設定プログラムで変更することができます。

1

ユーザーモードのメニューで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［ｶﾞｽ調整］を選択し、POWER/ENTER
ボタンを押す2［ｶﾞｽ調整］のメニューで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタ
ンを押して、［ｽﾊﾟﾝ調整］を選択し、POWER/ENTER ボタン
を押す

3▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して調整するシリンダーを選択し、POWER/ENTER ボタンを押す
ボタンを押すたびに［CYLINDER A］→［CYLINDER B］→・・・［CYLINDER F］と順に切り替わります。
ただし、設定されていないシリンダーは表示されません。

134 / 204

8. 保守点検

48-2 ガス調整を行う

スパン調整用のガスを導入し、60 秒後に POWER/ENTER
ボタンを押すスパン調整が実行されます。

スパン調整が正常に行われると、結果が表示され、続けてスパン調整後の濃度が表示されます。

手順 3 の画面に戻ります。

注記
 スパン調整に失敗すると、失敗したセンサのガス濃度表示部に［FAIL］と表示されます。

▲/AIR ボタン以外のボタンを押して故障警報（調整不良）を解除してください。スパン調整に失敗したセンサ
はスパン調整が行われず現在のガス濃度値を表示します。
 余力値表示設定が有効の場合は、ガス濃度値を表示後に余力値が表示されます。
 スパン調整を中止する場合は、手順 4 で DISP/ESC ボタンを押してください。

135 / 204

8. 保守点検

8-3 バンプテストを行う

8-3 バンプテストを行う
本器はバンプテストを行う機能を備えています。
シリンダーA ～ F から選択したガス種について、バンプテストを行うことができます。
ガス調整と同様にバンプテスト用ガスを準備し、本器と接続してください。（‘8-2-1 ガス調整の準備’参照）
バンプテストはユーザーモードの［ﾊﾞﾝﾌﾟﾃｽﾄ］で行います。

注記 電源を切った状態で、POWER/ENTER ボタンと▲/AIR ボタンを同時に押すとユーザーモードに切り替わります。（‘7-2 ユーザーモードに切り替える’参照）
 ［ﾊﾞﾝﾌﾟﾃｽﾄ］を終了する場合は、▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを数回押して［戻る］を選択し、

POWER/ENTER ボタンを押してください。ユーザーモードのメニューに戻ります。
 ［ﾊﾞﾝﾌﾟﾃｽﾄ］から測定モードに移行することができます。［ﾊﾞﾝﾌﾟﾃｽﾄ］で▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを数回押して［測定開始］を選択し、POWER/ENTER ボタンを押してください。ユーザーモードが終了し、電源を入れたときと同様の動作をして、測定モードに移行します。
 バンプテストはセンサごとに指定された調整ガスで行ってください。
VOC 用センサの場合は、揮発性有機化合物（VOC）のイソブチレン（C4H8）となります。
 バンプ成功後自動起動機能が ON、かつシリンダー設定が A のみの場合、バンプテスト成功後に自動で測定を開始します。
バンプ成功後自動起動機能の設定は、別売品の設定プログラムで変更することができます。
 バンプテストの実施条件の初期設定は、以下のとおりです。
・ テスト時間：30 秒
・ 許容差（%）：50 %・ 調整時間：90 秒
・ バンプ調整：ON
 バンプテストの以下の実施条件は、別売品の設定プログラムで変更することができます。
・ 許容差（%）：試験ガスに対するチェックのしきい値
・ 酸素（O2）以外：調整濃度±（調整濃度  許容差（%））
・ 酸素（O2）：調整濃度±（調整濃度と 20.9 %の差  許容差（%））
・ テスト失敗後の調整時間：調整時間 - テスト時間

1

ユーザーモードのメニューで▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して、［ﾊﾞﾝﾌﾟﾃｽﾄ］を選択し、POWER/ENTER ボタンを押す

2▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して調整するシリンダーを選択し、POWER/ENTER ボタンを押す
ボタンを押すたびに［CYLINDER A］→［CYLINDER B］→・・・［CYLINDER F］と順に切り替わります。
ただし、設定されていないシリンダーは表示されません。

3

バンプテスト用のガスを導入し、POWER/ENTER ボタンを押す
バンプテストが実行されます。
画面下にバンプテストの残り時間が表示されます。

136 / 204

8. 保守点検

8-3 バンプテストを行う

バンプ調整機能が有効な場合は、バンプテストに失敗すると自動でガス調整が実行されます。
画面下にガス調整の残り時間が表示されます。
バンプテストおよびガス調整が終了すると、以下の結果が表示されます。
結果の表示は▲/AIR ボタンまたは RESET/▼ボタンを押して切り替えます。
・バンプテストとガス調整の結果
濃度表示部の左側がバンプテストの結果、右側がガス調整の結果です。
P：成功/F：失敗

・バンプテスト時のガス濃度（表示例）

・ガス調整時のガス濃度（ガス調整を行った場合）

4

（表示例）

POWER/ENTER ボタンを押す［終了］と表示され、手順 2 の画面に戻ります。

注記
 バンプテストの失敗後にガス調整を行う設定が無効の場合（初期設定は有効）、バンプテストが終了するとバンプテストの結果が表示されます。この場合はバンプテストの結果とバンプテスト時のガス濃度のみが表示されます。
 バンプテストを中止する場合は、手順 3 で DISP/ESC ボタンを押してください。
 バンプテストに失敗した場合はガス調整を行ってください。ガス調整にも失敗した場合は、‘10 トラブルシュー
ティング’を参照してください。

警告 バンプテストが終了したら、手動で測定モードに戻してください。ユーザーモードの状態から自動で測定モードには戻りません。

137 / 204

8. 保守点検

8-4 警報テストを行う

8-4 警報テストを行う
ディスプレイモードの警報点表示で、各警報点の表示中に POWER/ENTER ボタンを押すと、当該警報の動作をテ
ストできます。

1

測定モードの画面で DISP/ESC ボタンを数回押して、警報点設定画面を表示する

2

POWER/ENTER ボタンを押す

3▲/AIR ボタンを数回押して、警報テストを行う警報点を表示
する▲/AIR ボタンを押すたびに、警報点の表示が切り替わります。
［FULL SCALE］→［WARNING］→［ALARM］→［STEL］→［TWA］→［FULL SCALE］→・・・・の順に表示されます。

4

POWER/ENTER ボタンを押す
選択した警報点の警報が作動します。
警報を解除するには、RESET/▼ボタンを押してください。

注記
 警報テストは定期的に実施してください。

138 / 204

8. 保守点検

8-5 清掃方法

8-5 清掃方法
本器が著しく汚れた場合は清掃を行ってください。清掃する際は、必ず電源を切った状態で、ウエスや水で濡らして固く絞った布などで汚れを拭き取ってください。
水拭きや有機溶剤や市販のクリーナを使用して清掃すると、故障の原因となりますので使用しないでください。

注意 本器の汚れを拭き取る際は、水をかけたり、アルコールやベンジンなどの有機溶剤や市販のクリーナを使用しないでください。本器の表面の変色や損傷、およびセンサの故障の原因となります。

注記
 本器が濡れた後は、ブザー放音口や溝に水が溜まっている場合があります。

以下の手順で水抜きを行ってください。
①本器に付着した水分を乾いたタオル、布などでよく拭き取る
②本器をしっかり持ち、ブザー放音口を下に向けて 10 回程度振る③内部から出てきた水分をタオル、布などでよく拭き取る④乾いたタオル、布などを下に敷き、常温で放置する

139 / 204

8. 保守点検

8-6 各部品の交換

8-6 各部品の交換
8-6-1 定期交換部品
本器の消耗品は、下記のとおりです。推奨交換周期を目安に消耗品を交換してください。

注記
 推奨交換周期は目安であり、使用条件によって異なる場合があります。また、保証期間を表すものではありません。交換時期は定期点検の結果により変動することがあります。

＜推奨交換部品リスト＞
推奨点検
時期

推奨交換
周期

数量
（部/台）

3 ヶ月

6 ヶ月

1個

一酸化炭素用センサ（ESR-A13P）搭載時に使用内蔵フィルター
部品番号：4777 9213 10

3 ヶ月

6 ヶ月

1個

硫化水素用センサ（ESR-A13i）搭載時に使用内蔵フィルター
部品番号：4777 9214 80

6 ヶ月

1年

1個

VOC 用センサ搭載時に使用
外付けフィルター
部品番号：4383 9299 50

6 ヶ月

1年

1個

二酸化炭素用センサ搭載時に使用外付けフィルター
部品番号：4383 0390 80

ダストフィルター（ガス採集棒用 10 枚入り）

6 ヶ月

6 ヶ月 ～
1年

1個

内蔵フィルター
部品番号：4181 5452 30

ダストフィルター（脱脂綿フィルターCF-8385 用
10 枚入り）

6 ヶ月

6 ヶ月 ～
1年

1個

内蔵フィルター
部品番号：4775 5381 60

脱脂綿（脱脂綿フィルターCF-8385 用
25 g 入り）

6 ヶ月

6 ヶ月 ～
1年

1.3 g

内蔵フィルター
部品番号：1879 0011 10

6 ヶ月

6 ヶ月 ～
1年

1個

内蔵フィルター
部品番号：4777 4495 90

チューブ（内部配管）※

-

3～8年

1式

パッキン類※

-

3～6年

1式

6 ヶ月

1～2年

1個
または
2個

GX-9000：1 個
GX-9000H：2 個

-

充放電
500 回

1個

リチウムイオン電池ユニット（BUL-9000）使用時
部品番号：2931 0884 50

名称※

干渉ガス除去フィルター

干渉ガス除去フィルター※活性炭フィルター
CF-8350
CO2 除去フィルター
CF-284

ダストフィルター（内部フィルター）※

ポンプユニット（RP-11）※

リチウムイオン電池ユニット（BUL-9000）

140 / 204

備考

8. 保守点検

8-6 各部品の交換

名称

推奨点検
時期

推奨交換
周期

数量
（部/台）

-

-

6個

単 3 形アルカリ乾電池

備考
アルカリ乾電池ユニット（BUD-9000）使用時
部品番号：2753 3007 80※ 部品交換後に専門のサービス員による動作確認が必要です。機器の安定動作と安全上、専門のサービス員にご依頼ください。販売店
または最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

＜センサの交換周期＞
センサ型式

検知対象ガス

表示範囲

センサ推奨
交換周期

NCF-6322P

メタン（CH4）
イソブタン（HC(i-C4H10)）
水素（H2）
アセチレン（C2H2）

0 ～ 100 %LEL

3年

TEF-7520P

メタン（CH4）
イソブタン（HC(i-C4H10)）
水素（H2）

0 ～ 100.0 vol%3年

5年

IRF-4341

メタン（CH4）

IRF-4345

イソブタン（HC(i-C4H10)）

0 ～ 100.0 %LEL/
100.0 %LEL ～ 100.0 vol%IRF-4443

二酸化炭素（CO2）

0 ～ 20.00 vol%ESR-X13P

酸素（O2）

0 ～ 40.0 %3年

ESR-A13i

硫化水素（H2S）低濃度

0 ～ 200.0 ppm

3年
3年

ESR-A13P

一酸化炭素（CO）

0 ～ 2000 ppm

ESF-A24R2

硫化水素（H2S）高濃度

0 ～ 1000 ppm

3年

ESF-B242

アンモニア（NH3）

0 ～ 75.0 ppm

2年

ESF-C930

塩素（Cl2）0 ～ 1.50 ppm

3年

ESF-B249

オゾン（O3）0 ～ 0.600 ppm

1年

ESF-A24E2

塩化水素（HCl）

0 ～ 6.00ppm

3年

ESF-A24D4

二酸化硫黄（SO2）

0 ～ 100.0 ppm

3年

ESF-A24D（国内防爆仕様）

シアン化水素（HCN）

0 ～ 15.0 ppm

3年

PIF-001

揮発性有機化合物（VOC）

0 ～ 40000 ppb

5 年※

PIF-002揮発性有機化合物（VOC）

0 ～ 4000 ppm

5 年※

PIF-003揮発性有機化合物（VOC）

0 ～ 100.0 ppm

5 年※※ 消耗品（ランプ、ペレット）は除く。なお、ランプ、ペレットの推奨交換周期は 1 年です。使用頻度や環境により数ヶ月で交換が必要になる場合もあります。

注記 センサの交換後は専門のサービス員による動作確認が必要です。機器の安定動作と安全上、専門のサービス員にご依頼ください。販売店または最寄りの弊社営業所にご連絡ください。
 VOC 用センサは測定するガスによりセンサ内部が汚れるとガス感度が低下する可能性があります。その場

合、ペレットの交換とランプのクリーニングが必要です。（‘8-6-3 VOC 用センサのメンテナンス’参照）
クリーニングを行ってもガス感度が回復しない場合、ランプ、ペレットを交換してください。

141 / 204

8. 保守点検

8-6 各部品の交換

8-6-2 ガス採集棒のダストフィルターの交換
ガス採集棒のプローブ内部にはダストフィルターが組み込まれています。ダストフィルターは使用している間に汚れたり、詰まったりすることがあります。使用状況に応じて、定期的に交換してください。
特に、水を吸った場合や流量が下がった場合、汚れが目立ってきた場合には必ず交換してください。
1

ガス採集棒のプローブ部分を回して外す

プローブ

2

ダストフィルターを取り出し、新しいフィルターに交換する

3

プローブ部分を回して取り付ける

ダストフィルター

注記
 弊社指定のフィルター以外、使用しないでください。
 ガス採集棒のダストフィルターとフィルター管のダストフィルターは異なります。それぞれ指定のフィルターを使用してください。
 交換用のフィルターについては、‘8-6-1 定期交換部品’を参照してください。

142 / 204

8. 保守点検

8-6 各部品の交換

8-6-3 VOC 用センサのメンテナンス
VOC 用センサは、測定するガスによりセンサ内部が汚れるとガス感度が低下する可能性があります。その場合、ペレットの交換とランプのクリーニングが必要です。

注記 クリーニングを行ってもガス感度が回復しない場合、ランプ、ペレットを交換してください。
 クリーニング後には、必ずガス調整を行ってください。

＜VOC 用センサの取り外し＞
1

本体上面のカバーを固定しているねじ（4 本）を外す

2

カバーを取り外し、VOC 用センサを引き抜く
センサの円筒部を持ち、静かに引き抜いてください。

143 / 204

8. 保守点検

8-6 各部品の交換＜ペレットとランプの取り外し＞
VOC 用センサ本体からペレット除去ツールを使用して、ペレットとランプを取り外します。
1

VOC 用センサ本体を下にして、清潔な面に置く

2

ペレット除去ツールを VOC 用センサの側面スロットに取り付ける
ペレット除去ツール
ペレット

側面スロットVOC 用センサ本体

この部分を VOC 用センサの側面スロットに挿入する

3

ペレット除去ツールを両側から押して、ペレットとランプを
VOC 用センサ本体から取り外す
VOC 用センサ本体の側面スロットにペレット除去ツールを押し込むと、ペレットが持ち上がり取り外せるようになります。
このとき、ペレットが飛び出す場合があるため、軽く手で上から押さえて取り外してください。
ランプが VOC 用センサ本体内に残ってしまった場合は、ピンセットなどで取り外してください。

4

ペレットとランプを清潔な面に置き、VOC 用センサからペレット除去ツールを取り外す

ランプ
ペレット

注記
 ペレットとランプを VOC 用センサ本体から取り外す際に、ランプの根元にある小さいバネが外れることがあります。その場合は、ランプをいったん VOC 用センサ本体に戻し、再度ピンセットなどで取り外してください。

144 / 204

8. 保守点検

8-6 各部品の交換＜ランプの清掃＞注意 ランプの清掃に使用する綿棒は清潔なものを使用してください。また、ランプの清掃に使用する綿棒の先端を指で触らないでください。綿棒の先端に触れると、指紋の油でランプが汚染されることがあります。

1

清潔な綿棒にアルミナ研磨剤の粉末を少量採集する

2

綿棒で“キュッキュッ”と音がするまでランプの窓を清掃する（約 15 秒以内）
円を描くように軽い圧力をかけて、ランプの窓を清掃してください。
このとき、ランプの窓を指で触らないようにしてください。

綿棒

ランプの窓

3

ランプの窓に残ったアルミナ研磨剤の粉末を清潔な綿棒で清掃する

4

ランプが完全に乾燥し、目に見える汚れがないことを確認する

145 / 204

8. 保守点検

8-6 各部品の交換＜ペレットとランプの取り付け＞
新しいペレットにランプを取り付け、VOC 用センサ本体に挿入します。

注意 破損したランプはペレットに絶対に再装着しないでください。

1

新しいペレットを清潔で平らな面に置く
O リング
シール

電極

2

ランプを新しいペレットの O リングシールの中に挿入するランプをペレットに挿⼊する際に少しひねると、ランプの窓がペレットの電極にぴったりとはまります。

3

ランプを O リングシールの中にねじ込み、ペレットの電極面にしっかりと密着させる
ランプの窓がペレットの電極面に密着したことを確認してください。

4

ランプを取り付けたペレットを平らな面に置き、VOC 用セン
サ本体を上からかぶせるようにして押し込む“カチッ”と音がするまで、しっかり押し込んでください。

146 / 204

8. 保守点検

8-6 各部品の交換＜VOC 用センサの取り付け＞
VOC 用センサを本体に取り付け、ガス調整を行います。
1

本体上面のカバーを取り外し、VOC 用センサを取り付ける
センサの円筒部を持ち、本体に装着してください。

2

本体上面のカバーをねじ（4 本）で固定する

3

ガス調整を行う147 / 204

9. 保管および廃棄について

9-1 保管または長期間使用しない場合の処置

9保管および廃棄について
9-1 保管または長期間使用しない場合の処置
本器は下記の環境条件内で保管してください。
 常温、常湿、直射日光の当たらない暗所
 ガス、溶剤、蒸気などの発生しない場所
本器が収納されている梱包箱がある場合は、それに入れて保管してください。
梱包箱がない場合は、埃やゴミなどを避けて保管してください。

注意 本体にリチウムイオン電池ユニットまたは乾電池ユニットを取り付けた状態で保管してください。
本器の電源を切っている場合でもセンサや時計には常時通電されています。電源供給がなくなると、センサが破損したり正しくない時間が表示される場合があります。
 乾電池ユニットを使用している場合、乾電池を入れたままで保管してください。本器は電源を切っている場合でもセンサに常時通電が必要です。
 長期間使用しない場合でも、6 か月に 1 度は電源を投入し、ポンプが吸引することを 3 分間程度確認してください。動作させないと、ポンプのモータ内のグリスが固まり動作しなくなる場合があります。

注記 リチウムイオン電池ユニット単体で保管する場合は、電池マークが 1 つになる程度まで放電してから保管することを推奨します。満充電のまま保管すると、電池寿命が短くなるなど、電池の劣化が早まるおそれがあります。
 乾電池ユニット単体で保管する場合は、乾電池を外して保管してください。

148 / 204

9. 保管および廃棄について

9-2 再度使用する場合の処置

9-2 再度使用する場合の処置
本器を長期保管後、再度使用する場合は、ガス調整を行ってください。

注意 停止保管後、再度使用する場合は必ずガス調整を行ってください。ガス調整を含め、本器の再調整は、販売店または最寄りの弊社営業所にご連絡ください。
 保管場所と使用場所の温度が 15 ℃以上急変するような場合は、電源を入れた状態で使用場所と同様の環境下で 10 分程度馴染ませ、清浄な空気中でエア調整を行ってから使用してください。

9-3 製品の廃棄
本器を廃棄する場合は、産業廃棄物（不燃物）として地域の法令などに従い、適切な処理をしてください。

警告 センサは絶対に分解しないでください。特に、定電位電解式センサには有害性の電解液が入っています。電解液に触れると、皮膚がただれるおそれがあります。また、目に入ると失明するおそれがあります。衣服に付着した場合は、変色したり、穴があいたりするおそれがあります。
万一、電解液に触れた場合は、触れた部分を直ちに水で十分洗浄してください。
 バッテリーを廃棄する場合は、地域ごとに定められた方法に従って処分してください。

＜EU 加盟各国内での廃棄について＞
EU 加盟各国内で、本器を廃棄する場合は電池を分別してください。
リチウムイオン電池ユニットから取り外した電池や、乾電池ユニットで使用した乾電池については、EU 加盟各国内の法令などに従い、各地域の分別収集システムやリサイクル制度に従い、適切な処理をしてください。

注記 クロスドアウトリサイクルダストビンマークについて
 このシンボルマークは、EU 電池指令 2006/66/EC に該当する電池を内蔵している製品に表示されており、電池を適切な方法で廃棄する必要があることを示しています。
 電池を廃棄する場合は、必ず一般ゴミとは分別して処理してください。

149 / 204

10. トラブルシューティング

10-1 機器の異常

10

トラブルシューティング
このトラブルシューティングは、すべての不具合の原因を記載したものではありません。よく発生する不具合の原因究明の手助けとなるものを簡単に記載しています。
ここに記載されていない症状や対策を行っても復旧しない場合は、販売店または最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

10-1 機器の異常＜電源に関する異常＞
症状・表示

原因

対策

・ 電池が極端に消耗している

電源が入らない

リチウムイオン電池ユニットの場合：
安全な場所で充電してください。
乾電池ユニットの場合：
安全な場所で新品の乾電池（6 本全て）に交換してください。

ブザー音が“ピッ”と鳴るまで・ POWER/ENTER ボタンを押す時間がPOWER/ENTER ボタンを押し続けてくださ
短いい。
・ 電池ユニットの実装不良

電池ユニットが正しく本体に装着されているか確認してください。

異常な動作をする・ 突発的な静電気ノイズなどによる影響

電源を切り、再度電源を入れて再起動してください。

操作ができない・ 突発的な静電気ノイズなどによる影響

安全な場所で、電池ユニットを外してから再度電池ユニットを取り付け、電源を入れてください。

・ AC アダプターの接続が正しくない
充電できない（リチウムイオン電池ユ
ニットの場合）・ 充電回路に異常がある

150 / 204

AC アダプターの AC プラグおよび接続端子を正しく差し込んでください。
販売店または最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

10. トラブルシューティング

10-1 機器の異常＜流量異常（FAIL FLOW）＞
原因

対策

・ 流通路の詰まり

配管の折れや水吸いなど、不具合の箇所を修復し、RESET/▼ボタンを押してポンプを再起動してください。

・ ポンプが劣化している

ポンプの交換が必要です。
販売店または最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

・ 低温で電源を投入した、または長期間 電源を数回入れ直してください。ポンプが動作し始めることがあります。
使用していない
ポンプ弁が硬くなり、吸引流量が下がっています。RESET/▼ボタンを押してポンプを再起動してください。
復旧に数回再起動が必要な場合があります。

・ 低温状態で長期間放置した＜電池電圧低下異常（FAIL BATTERY）＞
原因

対策

・ 電池残量がなくなっている

リチウムイオン電池ユニットの場合：安全な場所で充電してください。
乾電池ユニットの場合： 安全な場所で新品の乾電池（6 本全て）に交換してください。

＜システム異常（FAIL SYSTEM）＞
故障番号

原因

対策

000

・ 本器内部の ROM の異常・ 異常なノイズによる影響

販売店または最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

010

・ 本器内部の RAM の異常・ 異常なノイズによる影響

販売店または最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

021

・ 本器内部の FRAM の異常・ 異常なノイズによる影響

販売店または最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

031

・ 本器内部の FLASH の異常・ データロガの書き込みの失敗
・ 異常なノイズによる影響

この状態でガス濃度の測定はできますが、データロガ機
能は使用できません。
頻繁にこのような症状が起こる場合は、FLASH メモリを交換する必要があります。
販売店または最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

080

・ メイン基板の基準電圧異常、または圧力 電源を切り、再度電源を入れて再起動してください。そセンサ電源電圧異常れでも改善しない場合は、販売店または最寄りの弊社
営業所にご連絡ください。
・ 異常なノイズによる影響

081

・ センサ基板の通信異常、またはステータ 電源を切り、再度電源を入れて再起動してください。そス異常、または基準電圧異常れでも改善しない場合は、販売店または最寄りの弊社
営業所にご連絡ください。
・ 異常なノイズによる影響

082

・ 本器内部のサーミスタの異常
・ 使用温度範囲から著しく外れている環境 販売店または最寄りの弊社営業所にご連絡ください。
である

083

・ Bluetooth の故障
・ 異常なノイズによる影響

この状態でガスの測定はできますが、Bluetooth 機能は使用できません。
Bluetooth 機能を使用する場合は、修理が必要です。販
売店または最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

151 / 204

10. トラブルシューティング

10-1 機器の異常＜日時異常（FAIL CLOCK）＞
故障番号

050

051

原因

対策

・ 内部時計の異常・ 異常なノイズによる影響

日時設定を行ってください。
頻繁にこのような症状が起こる場合は、内部時計を交換する必要があります。
販売店または最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

・ バックアップ電池電圧の低下

リチウムイオン電池ユニットの場合：
安全な場所で充電し、日時設定を行ってください。
乾電池ユニットの場合：
安全な場所で新品の乾電池（6 本全て）に交換し、日時設定を行ってください。
それでも、改善しない場合はバックアップ電池の交換が必要です。販売店または最寄りの弊社営業所にご連絡く
ださい。

＜センサ異常（FAIL SENSOR）＞
症状

原因

対策

・ センサが正しく取り付けられていない・ センサに故障が発生した

センサが正しく取り付けられているか確認してください。
センサが故障している場合は、センサの交換が必要です。
販売店または最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

スパン調整ができない供給している調整ガス濃度と設定している調・ 供給している調整ガス濃度と設定して整ガス濃度値が同じであることを確認してくいる調整ガス濃度値が異なる
ださい。

エア調整ができない

・ センサが正しく取り付けられていない・ センサに故障が発生した

センサが正しく取り付けられているか確認してください。
センサが故障している場合は、センサの交換が必要です。
販売店または最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

・ 本器の周囲に清浄な空気を供給して清浄な空気を供給してください。
いない・ バンプテストの実行時に調整ガスを供 バンプテストの実行時に正しい調整ガスを供給していない給してください。
バンプテストができない

ベースガス調整ができない

供給している調整ガス濃度と設定している調・ 供給している調整ガス濃度と設定して整ガス濃度値が同じであることを確認してくいる調整ガス濃度値が異なる
ださい。
・ ガス調整が行われていない

エア調整とスパン調整を実施してください。

・ センサが正しく取り付けられていない・ センサに故障が発生した

センサが正しく取り付けられているか確認してください。
センサが故障している場合は、センサの交換が必要です。
販売店または最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

・ ベースガス（窒素（N2）またはイナート）
設定したベースガスを供給してください。
を供給していない152 / 204

10. トラブルシューティング

症状

CO2 ゼロ調整ができない

10-1 機器の異常

原因

対策

・ センサが正しく取り付けられていない・ センサに故障が発生した

センサが正しく取り付けられているか確認してください。
センサが故障している場合は、センサの交換が必要です。
販売店または最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

・ 調整ガス（窒素（N2））を供給していない

調整ガス（窒素（N2））を供給してください。

・ センサが正しく取り付けられていない

センサが正しく取り付けられているか確認してください。

・ センサに故障が発生した

センサが故障している場合は、センサの交換が必要です。
販売店または最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

・ センサとの通信に不具合が生じた

新しいセンサに交換してください。

センサ異常が表示される

・ 本器に対応していない F センサが取り 本器に対応している F センサに交換してくだ付けられているさい。
・ F センサ取り付け位置（優先順位）が F センサの取り付け順位を確認してくださ
正しくない
い。

＜その他＞
症状

原因

対策

最後に調整した日から 1 年以上経過して［ﾒﾝﾃ時期です］が表示さ
販売店または最寄りの営業所にメンテナン
いることをお知らせしています。（国内防れるスをご依頼ください。
爆仕様のみ）
設定されたガス調整期限を過ぎているこ お客様にてガス調整を実施いただくか、販売［ｶﾞｽ調整期限切れ］が表とをお知らせしています。（ATEX/IECEx 店または最寄りの営業所にメンテナンスをご
示される
仕様のみ）
依頼ください。
［ﾊﾞﾝﾌﾟ期限切れ］が表示 設定されたバンプ期限を過ぎていること
バンプテストを行ってください。
されるをお知らせしています。

153 / 204

10. トラブルシューティング

10-2 指示値の異常

10-2 指示値の異常症状

指示値が上がった（下がった）まま元に戻らない

応答が遅い

ガス調整ができない

原因

対策

センサのドリフト

エア調整を行ってください。

干渉ガスの存在

溶剤などの干渉ガスによる影響を完全になくすことは困難です。
除去フィルターなどの対策については、販売店または最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

スローリーク検知対象ガスが微量に漏れている可能性があります（スローリーク）。放置しておくと危険な状態になる可能性があります。ガス警報時と同等の対応をしてください。

温度や湿度などの環境の変化

エア調整を行ってください。

センサの結露エア調整を行ってください。
特に、酸素用センサは結露により指示値が低下するため、エア調整が必要です。

ダストフィルターの詰まり

ダストフィルターを交換してください。

ガス採集チューブの折れ、詰まり

不具合の箇所を修復してください。

本器内で結露が発生している

不具合の箇所を修復してください。

センサ感度の劣化

新しいセンサに交換してください。
販売店または最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

調整ガス濃度が不適切

適切な調整ガスを用意してください。

センサ感度の劣化

新しいセンサに交換してください。
販売店または最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

154 / 204

11. 製品仕様

11-1 本体の仕様

11

製品仕様
11-1 本体の仕様
11-1-1 GX-9000 の仕様
項目

仕様

濃度表示

LCD デジタル（フルドット）

検知対象ガス

可燃性ガス（メタン（CH4）/イソブタン（HC(i-C4H10)）/水素（H2）/アセチレン（C2H2））、酸素（O2）、毒性ガス（硫化水素（H2S）低濃度）/一酸化炭素（CO）/アンモニア（NH3）/塩素（Cl2）/オゾン（O3）/塩化水素（HCl）/二酸化硫黄（SO2）/シアン化水素（HCN）※1/揮発性有機化合物（VOC）、二酸化炭素（CO2）

検知方式

ポンプ吸引式

吸引流量0.75 L/min 以上（オープン流量）

各種表示

時計表示/電池残量表示/動作状態表示

表示言語

日本語/英語/韓国語/中国語（簡体字）/中国語（繁体字）/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/
スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語

ブザー音量

約 95 dB（発生源から 30 cm の平均的な値）

ガス警報表示

ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅

ガス警報動作

自己保持/自動復帰

故障警報・自己診断

流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常

故障警報表示

ランプ点滅/ブザー断続/内容表示

故障警報動作自己保持通信仕様

USB 2.0 Type-C（データロガ・設定用） / Bluetooth 4.2 （Bluetooth Low Energy）

電源

専用リチウムイオン電池ユニット（BUL-9000）または専用乾電池ユニット＜単 3 形アルカリ乾電池  6 本＞（BUD-9000）※2連続使用時間リチウムイオン電池ユニット：約 25 時間
乾電池ユニット：約 12 時間
ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合搭載するセンサによって連続使用時間は異なります。

使用温度範囲約 15 分の一時的環境：-40 ℃ ～ +60 ℃（急変なきこと）
連続的環境：-20 ℃ ～ +50 ℃（急変なきこと）
搭載するセンサによって異なる場合があります。（‘11-2 センサの仕様’参照）

使用湿度範囲約 15 分の一時的環境：0 ～ +95 %RH（結露なきこと）
連続的環境：10 ～ +90 %RH（結露なきこと）
搭載するセンサによって異なる場合があります。（‘11-2 センサの仕様’参照）

使用圧力範囲80 kPa ～ 120 kPa（防爆適用範囲は 80 kPa ～ 110 kPa）

構造

防塵防水構造 IP66/68 相当※3 / 落下耐久 1.5 m

155 / 204

11. 製品仕様

11-1 本体の仕様

項目

仕様

防爆構造

国内防爆（防爆構造電気機械器具型式検定）仕様：
本質安全防爆構造および耐圧防爆構造（ニューセラミック式センサを含む場合）
本質安全防爆構造（ニューセラミック式センサを含まない場合）
ATEX/IECEx 仕様：
本質安全防爆構造および耐圧防爆構造（ニューセラミック式センサを含む場合）
本質安全防爆構造（ニューセラミック式センサを含まない場合）

防爆等級

国内防爆（防爆構造電気機械器具型式検定）仕様：
Ex da ia ⅡC T4 Ga （ニューセラミック式センサを含む場合）
Ex ia ⅡC T4 Ga （ニューセラミック式センサを含まない場合）
ATEX 仕様※4：
Ⅱ 1 G Ex da ia ⅡC T4 Ga （ニューセラミック式センサを含む場合）
Ⅱ 1 G Ex ia ⅡC T4 Ga （ニューセラミック式センサを含まない場合）
IECEx 仕様※4：
Ex da ia ⅡC T4 Ga （ニューセラミック式センサを含む場合）
Ex ia ⅡC T4 Ga （ニューセラミック式センサを含まない場合）

各種認証

JIS T 8201:2010（酸素欠乏測定用酸素計）
JIS T 8205:2018（硫化水素計）

外形寸法

約 158（W）  85（H）  132（D） mm

質量

約 1.1 kg

※1 ATEX/IECEx 仕様のラインアップはありません。また、輸出規制により国外へ輸出する場合は搭載不可です。
※2 国内防爆仕様では、東芝製 LR6（6 本）を使用可能です。
ATEX/IECEx 仕様では、東芝製 LR6（6 本）または DURACELL 製 MN1500（6 本）を使用可能です。
※3 IPx8 は水深 2 m / 1 時間浸漬し、水の侵入なきこと※4 乾電池仕様にて DURACELL 製（MN1500）を使用する場合は以下のとおり-40℃ ～ +40℃：T4、 -40℃ ～ +60℃：T3

156 / 204

11. 製品仕様

11-1 本体の仕様

11-1-2 GX-9000H の仕様
項目

仕様

濃度表示

LCD デジタル（フルドット）

検知対象ガス

可燃性ガス（メタン（CH4）/イソブタン（HC(i-C4H10)））、酸素（O2）、硫化水素（H2S）低濃度/
高濃度、一酸化炭素（CO）

検知方式

ポンプ吸引式

吸引流量0.75 L/min 以上（オープン流量）

各種表示

時計表示/電池残量表示/動作状態表示

表示言語

日本語/英語/韓国語/中国語（簡体字）/中国語（繁体字）/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/
スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語

ブザー音量

約 95 dB（発生源から 30 cm の平均的な値）

ガス警報表示

ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅

ガス警報動作

自己保持/自動復帰

故障警報・自己診断

流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常

故障警報表示

ランプ点滅/ブザー断続/内容表示

故障警報動作自己保持通信仕様

USB 2.0 Type-C（データロガ・設定用） / Bluetooth 4.2 （Bluetooth Low Energy）

電源

専用リチウムイオン電池ユニット（BUL-9000）または専用乾電池ユニット＜単 3 形アルカリ乾電池  6 本＞（BUD-9000）※1

連続使用時間リチウムイオン電池ユニット：約 35 時間
乾電池ユニット：約 15 時間
ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合

使用温度範囲約 15 分の一時的環境：-40 ℃ ～ +60 ℃（急変なきこと）
連続的環境：-20 ℃ ～ +50 ℃（急変なきこと）

使用湿度範囲約 15 分の一時的環境：0 ～ +95 %RH（結露なきこと）
連続的環境：10 ～ +90 %RH（結露なきこと）

使用圧力範囲80 kPa ～ 120 kPa（防爆適用範囲は 80 kPa ～ 110 kPa）

構造

防塵防水構造 IP66/68 相当（配管を除く）※2/ 落下耐久 1.5 m

防爆構造

国内防爆（防爆構造電気機械器具型式検定）仕様：
本質安全防爆構造
ATEX/IECEx 仕様：
本質安全防爆構造

防爆等級

国内防爆（防爆構造電気機械器具型式検定）仕様：
Ex ia ⅡC T4 Ga
ATEX 仕様※3：
Ⅱ 1 G Ex ia ⅡC T4 Ga
IECEx 仕様※3：
Ex ia ⅡC T4 Ga

各種認証

JIS T 8201:2010（酸素欠乏測定用酸素計）
JIS T 8205:2018（硫化水素計）

外形寸法

約 158（W）  85（H）  132（D） mm

質量

約 1.2 kg

※1 国内防爆仕様では、東芝製 LR6（6 本）を使用可能です。
ATEX/IECEx 仕様では、東芝製 LR6（6 本）または DURACELL 製 MN1500（6 本）を使用可能です。
※2 IPx8 は水深 2 m / 1 時間浸漬し、水の侵入なきこと※3 乾電池仕様にて DURACELL 製（MN1500）を使用する場合は以下のとおり-40℃ ～ +40℃：T4、 -40℃ ～ +60℃：T3

157 / 204

11. 製品仕様

11-2 センサの仕様

11-2 センサの仕様
11-2-1 可燃性ガス用センサ

注意 可燃性ガス用センサを使用する場合、異なるガス種のセンサを搭載しないでください。
ニューセラミック式のセンサと熱伝導式のセンサは同じガス種の組み合せで使用することができます。
異なるガス種のセンサを使用した場合、品質の保証はできません。

＜ニューセラミック式＞
メタン
CH4

イソブタン
HC(i-C4H10)

水素
H2

アセチレン
C2H2

防爆仕様

国内防爆仕様および
ATEX/IECEx 仕様

国内防爆仕様および
ATEX/IECEx 仕様

国内防爆仕様および
ATEX/IECEx 仕様

国内防爆仕様および
ATEX/IECEx 仕様

表示範囲
検知範囲

0 ～ 100 %LEL

0 ～ 100 %LEL

0 ～ 100 %LEL

0 ～ 100 %LEL

0 ～ 100 %LEL

0 ～ 100 %LEL

0 ～ 100 %LEL

分解能

0 ～ 100 %LEL

1 %LEL

1 %LEL

1 %LEL

1 %LEL

第一警報

10 %LEL

10 %LEL

10 %LEL

10 %LEL

第二警報

検知対象
ガス

項目

NCF-6322P

センサ型式

警報
設定値

使用温度
範囲
使用湿度
範囲

50 %LEL

50 %LEL

50 %LEL

50 %LEL

TWA

-

-

-

-

STEL

-

-

-

-

OVER

100 %LEL

100 %LEL

100 %LEL

100 %LEL

連続的環境-20 ℃ ～ +50 ℃-20 ℃ ～ +50 ℃-20 ℃ ～ +50 ℃-20 ℃ ～ +50 ℃

一時的環境（15 分程度）-40 ℃ ～ +60 ℃-40 ℃ ～ +60 ℃-40 ℃ ～ +60 ℃-40 ℃ ～ +60 ℃

連続的環境

10 ～ 90 %RH

10 ～ 90 %RH

10 ～ 90 %RH

10 ～ 90 %RH

一時的環境（15 分程度）

95 %RH 以下

95 %RH 以下

95 %RH 以下

95 %RH 以下±5 %LEL 以内±5 %LEL 以内±5 %LEL 以内±5 %LEL 以内

30 秒以内30 秒以内30 秒以内30 秒以内指示精度（同一条件下）応答時間（T90）

注意 検知対象ガスは注文時の指定となります。
 シリコーンガス（有機シリコン系ガス）または各種ハロゲンガス、硫化物ガス、酸性ガスが存在するとセンサ特性の著しい劣化が生じる場合があります。
 ガス調整する場合、空気中で 10 分以上の暖機を実施してからエア調整、スパン調整を実施してください。
 ガス調整時に窒素（N2）や高濃度ガスが接触した場合は、５分以上排気してからガス調整を行ってください。
 酸素用センサが搭載されていない場合、100%LEL 以上の高濃度ガスが接触すると、解除されるまで OVER
警報が発報されます。（‘4-3 ガス警報の動作’参照）
158 / 204

11. 製品仕様

11-2 センサの仕様

 検知対象ガス以外の可燃性ガスでも指示が出ます。
 ユーザーモードでは 100 %LEL 以上の高濃度のガスが接触すると、センサがダメージを受けます。
 酸素濃度が 10%未満になると、NCF センサの可燃性ガス濃度表示が［- - - -］となり、NCF / TEF センサのレンジ設定が［ｵｰﾄﾚﾝｼﾞ］（初期設定）の場合は、TEF センサの表示に切り替わります。［LEL 固定］に設定している場合は測定しないので使用環境を見直してください。（‘6-4-1 NCF/TEF センサのレンジを設定する’参照）
 酸素用センサ（ESR-X13P）が搭載されていない場合、あるいは可燃性ガス濃度を%LEL レンジで固定している場合は、測定した可燃性ガス濃度が 100 %LEL を超えると OVER 警報が固定されます。
警報を解除するには、清浄な空気環境下で RESET/▼ボタンを押してください。RESET/▼ボタンの押下からしばらく経った後に濃度表示を再開します。
 酸素濃度が低下すると指示が低下する場合があります。
 酸素濃度 10 %以下では使用できません。ガス濃度の表示が［- - - -］となります。
 酸素濃度が高い場合、100 %LEL 以上の高濃度ガスが接触するとセンサがダメージを受ける場合があります。
ゼロ点が変動した場合にはエア調整、スパン調整を実施してください。
 あらかじめ高濃度可燃性ガスがあることがわかっている場所を測定する場合は NCF/TEF センサのレンジ設定で［VOL 固定］を選択してください。（‘6-4-1 NCF/TEF センサのレンジを設定する’参照）
 ベースガスとして高濃度の二酸化炭素（CO2）、アルゴン（Ar）、ヘリウム（He）など熱伝導率が大きいガスが共存する環境では、干渉影響を受ける場合があります。
 吸引方式で蒸気圧の低いガスを測定する場合で、高温側から吸引し低温側で測定する際にガスがミスト化しセンサ内部に結露、または焼結の目詰まりが発生する場合があります。ご使用するときは蒸気圧に注意してください。
 エア調整、スパン調整を実施した雰囲気温度に対して±40 ℃以上の温度変化が生じると、指示精度が低下する場合があります。その場合は、再調整してください。
 外部から強い衝撃や振動が生じると指示値が変動する場合があります。その場合は、エア調整、スパン調整を実施してください。
 センサ交換時はセンサが高温になっている場合があります。センサ交換時は、火傷に注意してください。センサ
が熱い場合は、電源を切った後、温度が下がるまで放置してください。
 センサ上面にテフロン膜が搭載されています。テフロン膜が破損すると本体ポンプ吸引による流量特性に影響が生じる可能性があります。テフロン膜を強く押したり、鋭利なもので傷つけないようにしてください。
 常温から高温高湿度環境に急変させた場合、結露により指示が低めに出る可能性があります。

注記 上記の表に記載されている警報設定値は、値を変更できます。ただし、“-”が記載されている警報点は変更できません。（‘7-3-1 警報点を設定する’参照）

159 / 204

11. 製品仕様

11-2 センサの仕様＜熱伝導式＞
メタン
CH4

イソブタン
HC(i-C4H10)※

防爆仕様

国内防爆仕様およびATEX/IECEx 仕様

国内防爆仕様およびATEX/IECEx 仕様

国内防爆仕様およびATEX/IECEx 仕様

表示範囲

0 ～ 100.0 vol%0 ～ 100.0 vol%0 ～ 100.0 vol%検知範囲

0 ～ 100.0 vol%0 ～ 100.0 vol%0 ～ 100.0 vol%分解能

0.1 vol%

0.1 vol%

0.1 vol%

第一警報

25.0 vol%25.0 vol%25.0 vol%

第二警報

項目

検知対象ガスTEF-7520P

センサ型式

警報
設定値

使用温度
範囲
使用湿度
範囲

水素
H2

50.0 vol%50.0 vol%50.0 vol%

TWA

-

-

-

STEL

-

-

-

OVER

100.0 vol%100.0 vol%100.0 vol%連続的環境

-20 ℃ ～ +50 ℃-20 ℃ ～ +50 ℃-20 ℃ ～ +50 ℃

一時的環境（15 分程度）-40 ℃ ～ +60 ℃-40 ℃ ～ +60 ℃-40 ℃ ～ +60 ℃

連続的環境

10 ～ 90 %RH

10 ～ 90 %RH

10 ～ 90 %RH

一時的環境（15 分程度）

95 %RH 以下

95 %RH 以下

95 %RH 以下±5 vol%以内±5 vol%以内±5 vol%以内

30 秒以内30 秒以内30 秒以内指示精度（同一条件下）応答時間（T90）※ およそ-10 ℃を下回る温度環境下では、イソブタン（HC(i-C4H10)）が液化する場合があります。

注意 検知対象ガスは注文時の指定となります。
 高濃度の有機系ガス、アルコールなどが存在するとセンサにダメージを受ける場合があります。
ゼロ点が変動した場合は、再調整してください。
 検知対象ガス以外にも清浄な空気に対して熱伝導率が大きく異なるガスに対しては反応します。

注記 上記の表に記載されている警報設定値は、値を変更できます。ただし、“-”が記載されている警報点は変更できません。（‘7-3-1 警報点を設定する’参照）

160 / 204

11. 製品仕様

11-2 センサの仕様＜非分散型赤外線式（NDIR）＞
項目

検知対象ガス

メタン
CH4

イソブタン
HC(i-C4H10)※

センサ型式

IRF-4341

IRF-4345

防爆仕様

国内防爆仕様および ATEX/IECEx 仕様

国内防爆仕様および ATEX/IECEx 仕様

表示範囲

0 ～ 100.0 %LEL/
100.0 %LEL ～ 100.0vol%0 ～ 100.0 %LEL/
100.0%LEL ～ 100.0 vol%検知範囲

0 ～ 100.0 %LEL/
100.0 %LEL ～ 100.0 vol%0 ～ 100.0 %LEL/
100.0 %LEL ～ 100.0 vol%0.5 %LEL/0.1 vol%0.5 %LEL/0.1 vol%

分解能

警報
設定値

使用温度
範囲

第一警報

10.0 %LEL

10.0 %LEL

第二警報

50.0 %LEL

50.0 %LEL

TWA

-

-

STEL

-

-

OVER

100.0 vol%100.0 vol%連続的環境

-20 ℃ ～ +50 ℃-20 ℃ ～ +50 ℃

一時的環境（15 分程度）-40 ℃ ～ +60 ℃-40 ℃ ～ +60 ℃

連続的環境

10 ～ 90 %RH

10 ～ 90 %RH

一時的環境（15 分程度）

95 %RH 以下

95 %RH 以下

指示精度（同一条件下）±5 %LEL 以内±5 %LEL 以内

30 秒以内30 秒以内使用湿度
範囲

応答時間（T90）※ およそ-10 ℃を下回る温度環境下では、イソブタン（HC(i-C4H10)）が液化する場合があります。

注意 ガス調整する場合は、10 分以上の暖機をしてからエア調整、スパン調整を実施してください。
 ガス調整の環境と測定環境の温度、湿度、圧力を同じにしてください。温度特性、湿度特性、圧力特性で指示が変動します。
 対象ガス以外の炭化水素に干渉があります。
 ベースガスの組成がガス調整時と測定時で大きく異なる場合、例えば、ガス調整時はエアベース、測定時は⼆酸化炭素ベースの場合は、赤外線吸収の特性上、対象ガス濃度が同じであっても指示がずれる場合があります。

注記 上記の表に記載されている警報設定値は、値を変更できます。ただし、“-”が記載されている警報点は変更できません。（‘7-3-1 警報点を設定する’参照）

161 / 204

11. 製品仕様

11-2 センサの仕様

11-2-2 二酸化炭素用センサ＜非分散型赤外線式（NDIR）＞
項目

二酸化炭素
CO2

検知対象ガス

センサ型式

IRF-4443

防爆仕様

国内防爆仕様および ATEX/IECEx 仕様

表示範囲

0 ～ 20.00 vol%検知範囲

0 ～ 20.00 vol%分解能

0.01 vol%（0 ～ 5 vol%）0.10 vol%（5 ～ 20 vol%）

警報
設定値

第一警報

5.00 vol%第二警報

10.00 vol%

TWA

使用温度
範囲
使用湿度
範囲

-

STEL

-

OVER

20.00 vol%連続的環境

-20 ℃ ～ +50 ℃

一時的環境（15 分程度）-40 ℃ ～ +60 ℃

連続的環境

10 ～ 90 %RH

一時的環境（15 分程度）

95 %RH 以下±1 vol%以内

指示精度（同一条件下）

30 秒以内応答時間（T90）

注意 ガス調整する場合は、10 分以上の暖機をしてから CO2 ゼロ調整、スパン調整を実施してください。
 ガス調整の環境と測定環境の温度、湿度、圧力を同じにしてください。温度特性、湿度特性、圧力特性で指示が変動します。
 ベースガスの組成がガス調整時と測定時で大きく異なる場合、例えば、ガス調整時はエアベース、測定時はアルゴンベースの場合は、赤外線吸収の特性上、対象ガス濃度が同じであっても指示がずれる場合があります。

注記
 本器に使用されるセンサは、長期間使用し続けると感度変化が発生することがあります。

ゼロ追尾機能は経時変化によるゼロ点（二酸化炭素用センサの場合は 400 ppm）の指示変動を補正して、ゼロ点を安定させる機能です。
 ゼロ追尾機能は別売品の設定プログラムで変更することができます。（初期設定は ON）
 上記の表に記載されている警報設定値は、値を変更できます。ただし、“-”が記載されている警報点は変更できません。（‘7-3-1 警報点を設定する’参照）

162 / 204

11. 製品仕様

11-2 センサの仕様

11-2-3 酸素用センサ＜定電位電解式＞
項目

酸素O2

検知対象ガスESR-X13P

センサ型式
防爆仕様

国内防爆仕様

ATEX/IECEx 仕様

表示範囲

0 ～ 40.0 %0 ～ 40.0 %

検知範囲

0 ～ 25.0 %0 ～ 25.0 %

分解能

0.1 %

0.1 %

第一警報

18.0 %

19.5 %

第二警報
警報
設定値

使用温度
範囲
使用湿度
範囲

25.0 %

23.5 %

TWA

-

-

STEL

-

-

OVER

40.0 %

40.0 %

連続的環境-20 ℃ ～ +50 ℃-20 ℃ ～ +50 ℃

一時的環境（15 分程度）-40 ℃ ～ +60 ℃-40 ℃ ～ +60 ℃

連続的環境

10 ～ 90 %RH

10 ～ 90 %RH

一時的環境（15 分程度）

95 %RH 以下

95 %RH 以下±0.7 vol%以内±0.7 vol%以内

20 秒以内20 秒以内指示精度（同一条件下）応答時間（T90）

注意 電解液に硫酸を使用しています。分解等はしないでください。
 センサごとに、本体への取り付け位置の指定があります。間違った場所、あるいは間違った向きに取り付けると正常に動作しません。無理に取り付けるとセンサ、本体を破損する可能性があります。また、センサが故障す
るおそれがあります。
 ガス名が書かれたラベルも重要な部品の一つです。破損、汚損を避けてください。損傷した状態で使用すると、本器が正常にガスをサンプリングできなくなるおそれがあります。
 センサに貼ってある銀色のシールを押したり、剥がしたりしないでください。測定性能が仕様を満足できなくなります。
 ガス調整時に窒素（N2）以外のバランスガスを使用しないでください。指示誤差が大きくなり、正確な測定ができません。
 急激な圧力変化を与えないでください。指示値が一時的に変化し、正確な測定ができません。
 サンプリングチューブ等の配管に陽圧や負圧をかけないでください。圧力をかけると、指示値が変動して警報を発するおそれがあります。指示値が変更した場合は、圧力がかからない状態にしてから使用を再開してください。

163 / 204

11. 製品仕様

11-2 センサの仕様

注記 ガスを検知するためのセンサは、使用する環境によって温度や、湿度による影響を受けます。また測定するガスの干渉によっても影響を受けています。
そのため、これらの影響により、ゼロレベル付近での指示値に変動が見られることがあります。
ゼロサプレス機能は、ゼロレベル付近の指示値の変動を目立たなくする機能です。この機能を使用すると、設定値未満（酸素用センサの場合は、20.4 ～ 21.4 %）の指示変動を見えないように隠し（サプレッション）、ゼロ（酸素濃度表示の場合は、20.9 %）を指示するようになります。
 ゼロサプレス機能は別売品の設定プログラムで変更することができます。（初期設定は ON）
 酸素用センサの場合は、別売品の設定プログラムでゼロ追尾機能を ON にしても追尾を行いません。
 上記の表に記載されている警報設定値は、値を変更できます。ただし、“-”が記載されている警報点は変更できません。（‘7-3-1 警報点を設定する’参照）

164 / 204

11. 製品仕様

11-2 センサの仕様

11-2-4 毒性ガス用センサ＜定電位電解式（ESR センサ）＞項目

硫化水素
H2S（低濃度）

検知対象ガス

一酸化炭素
CO

ESR-A13i

センサ型式

ESR-A13P

防爆仕様

国内防爆仕様

ATEX/IECEx 仕様

国内防爆仕様

ATEX/IECEx 仕様

表示範囲

0 ～ 200.0 ppm

0 ～ 200.0 ppm

0 ～ 2000 ppm

0 ～ 2000 ppm

検知範囲

0 ～ 30.0 ppm

0 ～ 100.0 ppm

0 ～ 500 ppm

0 ～ 500 ppm

分解能

0.1 ppm

0.1 ppm

1 ppm

1 ppm

第一警報

1.0 ppm

5.0 ppm

25 ppm25 ppm

第二警報10.0 ppm

30.0 ppm

50 ppm50 ppmTWA

1.0 ppm

1.0 ppm

25 ppm25 ppm

STEL

5.0 ppm

5.0 ppm

200 ppm

200 ppm

警報
設定値

OVER
使用温度
範囲

200.0 ppm

200.0 ppm

2000 ppm

2000 ppm

連続的環境-20 ℃ ～ +50 ℃-20 ℃ ～ +50 ℃-20 ℃ ～ +50 ℃-20 ℃ ～ +50 ℃

一時的環境（15 分程度）-40 ℃ ～ +60 ℃-40 ℃ ～ +60 ℃-40 ℃ ～ +60 ℃-40 ℃ ～ +60 ℃

連続的環境

10 ～ 90 %RH

10 ～ 90 %RH

10 ～ 90 %RH

10 ～ 90 %RH

一時的環境（15 分程度）

95 %RH 以下

95 %RH 以下

95 %RH 以下

95 %RH 以下

指示精度（同一条件下）±1.5 ppm 以内（0 ～ 30 ppm）

±1.5 ppm 以内（0 ～ 30 ppm）
指示値±20 %以内（30 ～ 100.0 ppm）

±15 ppm 以内（0 ～ 30 ppm）
指示値±20 %以内（30 ～ 500 ppm）

±15 ppm 以内（0 ～ 30 ppm）
指示値±20 %以内（30 ～ 500 ppm）

30 秒以内30 秒以内30 秒以内30 秒以内使用湿度
範囲

応答時間（T90）

注意 電解液に硫酸を使用しています。分解等はしないでください。
 センサごとに、本体への取り付け位置の指定があります。間違った場所、あるいは間違った向きに取り付けると正常に動作しません。無理に取り付けるとセンサ、本体を破損する可能性があります。また、センサが故障す
るおそれがあります。
 ガス名が書かれたラベルも重要な部品の一つです。破損、汚損を避けてください。損傷した状態で使用すると、本器が正常にガスをサンプリングできなくなるおそれがあります。
＜ESR-A13i＞
 使用する場合は、調湿フィルターを必ず付けてください。湿度影響により誤警報を発する可能性が高くなります。
 調湿フィルターが結露等により大量の水分を含むと、ガス感度が極端に落ちます。使用温度範囲および使用湿度範囲よりも高温高湿度の空気を吸わせた場合など内部配管が結露した可能性がある場合は、清浄な空気を吸わせ、ガス感度が正常であることを確認してから使用を再開してください。
＜ESR-A13P＞
 使用する場合は、活性炭フィルターを必ず付けてください。干渉ガスにより誤警報を発する可能性が高くなります。

165 / 204

11. 製品仕様

11-2 センサの仕様

 活性炭フィルターには寿命があります。同じ使い方をしていても新品時より指示値が大きく動く場合はフィル
ターが寿命の可能性があります。フィルターを交換してください。

注記
 ガスを検知するためのセンサは、使用する環境によって温度や、湿度による影響を受けます。また測定するガスの干渉によっても影響を受けています。
そのため、これらの影響により、ゼロレベル付近での指示値に変動が見られることがあります。
ゼロサプレス機能は、ゼロレベル付近の指示値の変動を目立たなくする機能です。この機能を使用すると、設定値未満※の指示変動を見えないように隠し（サプレッション）、ゼロを指示するようになります。
※ 硫化水素用センサの場合：0.3 ppm、一酸化炭素用センサの場合：3 ppm
 本器に使用されるセンサは、長期間使用し続けると感度変化が発生することがあります。

ゼロ追尾機能は経時変化によるゼロ点の指示変動を補正して、ゼロ点を安定させる機能です。
 ゼロサプレス機能は別売品の設定プログラムで変更することができます。（初期設定は ON）
 ゼロ追尾機能は別売品の設定プログラムで変更することができます。（初期設定は ON）
 上記の表に記載されている警報設定値は、値を変更できます。（‘7-3-1 警報点を設定する’参照）

166 / 204

11. 製品仕様

11-2 センサの仕様＜定電位電解式（ESF センサ）＞項目

検知対象ガス

硫化水素
H2S（高濃度）

アンモニア
NH3

塩素
Cl2

オゾン
O3

ESF-A24R2
ESF-B242
ESF-C930
ESF-B249
国内防爆仕様および 国内防爆仕様および 国内防爆仕様および 国内防爆仕様およびATEX/IECEx 仕様
ATEX/IECEx 仕様
ATEX/IECEx 仕様
ATEX/IECEx 仕様

センサ型式
防爆仕様

0 ～ 1000 ppm
0 ～ 1000 ppm
1 ppm
1000 ppm
1000 ppm
OFFOFF
1000 ppm-20 ℃ ～ +50 ℃

0 ～ 75.0 ppm
0 ～ 75.0 ppm
0.5 ppm
25.0 ppm
50.0 ppm
25.0 ppm
35.0 ppm
75.0 ppm-20 ℃ ～ +50 ℃

0 ～ 1.50 ppm
0 ～ 1.50 ppm
0.01 ppm
0.50 ppm
1.00 ppm
0.50 ppm
1.00 ppm
1.50 ppm
0 ℃ ～ +50 ℃

0 ～ 0.600 ppm
0 ～ 0.600 ppm
0.005 ppm
0.100 ppm
0.200 ppm
0.100 ppm
OFF0.600 ppm
10 ℃ ～ +40 ℃-40 ℃ ～ +60 ℃-40 ℃ ～ +60 ℃-40 ℃ ～ +60 ℃

10 ℃ ～ +40 ℃

連続的環境
一時的環境
（15 分程度）

20 ～ 90 %RH

30 ～ 80 %RH

30 ～ 80 %RH

30 ～ 80 %RH

95 %RH 以下

95 %RH 以下

95 %RH 以下

95 %RH 以下

指示精度（同一条件下）応答時間（T90）

指示値±20 %9 秒（typical）±7.5 ppm 以内
19 秒（typical）±0.15 ppm 以内
53 秒（typical）±0.06 ppm 以内
10 秒（typical）

表示範囲
検知範囲
分解能

警報
設定値

使用温度
範囲
使用湿度
範囲

第一警報
第二警報
TWA
STEL
OVER
連続的環境
一時的環境
（15 分程度）

塩化水素
HCl

二酸化硫黄
SO2

シアン化水素HCN※ESF-A24E2
国内防爆仕様およびATEX/IECEx 仕様

ESF-A24D4
国内防爆仕様およびATEX/IECEx 仕様

ESF-A24D

0 ～ 6.00ppm
0 ～ 6.00ppm
0.05 ppm
2.00 ppm
4.00 ppm
OFFOFF
6.00 ppm
0 ℃ ～ +40 ℃

0 ～ 100.0 ppm
0 ～ 100.0 ppm
0.1 ppm
2.0 ppm
5.0 ppm
2.0 ppm
5.0 ppm
100.0 ppm
-20 ℃ ～ +50 ℃

0 ～ 15.0 ppm
0 ～ 15.0 ppm
0.1 ppm
5.0 ppm
10.0 ppm
OFF
4.7 ppm
15.0 ppm-20 ℃ ～ +50 ℃

0 ℃ ～ +40 ℃-40 ℃ ～ +60 ℃-40 ℃ ～ +60 ℃

連続的環境
一時的環境
（15 分程度）

20 ～ 90 %RH

20 ～ 90 %RH

20 ～ 90 %RH

95 %RH 以下

95 %RH 以下

95 %RH 以下

指示精度（同一条件下）±0.6 ppm 以内±0.3 ppm 以内（0 ～ 6 ppm）
指示値±10 %以内（6 ～ 100 ppm）

±1.5 ppm 以内

応答時間（T90）

46 秒（typical）

21 秒（typical）

33 秒（typical）

項目

検知対象ガス

センサ型式
防爆仕様
表示範囲
検知範囲
分解能

警報
設定値

使用温度
範囲
使用湿度
範囲

第一警報
第二警報
TWA
STEL
OVER
連続的環境
一時的環境
（15 分程度）

国内防爆仕様※ ATEX/IECEx 仕様のラインアップはありません。また、輸出規制により国外へ輸出する場合は搭載不可です。

167 / 204

11. 製品仕様

11-2 センサの仕様

注意 電解液に硫酸を使用しています。分解等はしないでください。
 間違った向きに取り付けると動作しません。無理に取り付けるとセンサ、本体を破損するおそれがあります。また、センサが故障するおそれがあります。
 高濃度の硫化水素（H2S）が存在する可能性がある場所を測定する場合は、H2S 高濃度測定モードで測定してください。
 硫化水素濃度を測定する場合は、あらかじめ H2S 高濃度測定モードで硫化水素濃度が 100 ppm 未満であることを確認してから、H2S 低濃度測定モードで可燃性ガス濃度および酸素濃度の測定を行ってください。
H2S 低濃度測定モードで高濃度の硫化水素（H2S）を吸引した場合、可燃性ガス用センサ（ニューセラミック式）、
一酸化炭素用センサおよび低濃度硫化水素用センサの故障の原因となります。
＜ESF-C930/ESF-B249＞
 硫化水素（H2S）に接触した場合は、一時的に感度が低下します。

注記 上記の表に記載されている警報設定値は、値を変更できます（“OFF”の場合も含む）。（‘7-3-1 警報点を設定する’参照）

168 / 204

11. 製品仕様

11-2 センサの仕様

11-2-5 VOC 用センサ
＜光イオン化式（PID）＞
項目

検知対象ガス

センサ型式
光イオン化エネルギー
防爆仕様
表示範囲
検知範囲
分解能
第一警報
第二警報
警報
TWA
設定値
STEL
OVER
連続的環境
使用温度
一時的環境
範囲
（15 分程度）
連続的環境
使用湿度
一時的環境
範囲
（15 分程度）
指示精度（同一条件下）応答時間（T90）

揮発性有機化合物
VOC

揮発性有機化合物
VOC

揮発性有機化合物
VOC

PIF-001
10.6 eV
国内防爆仕様およびATEX/IECEx 仕様

PIF-00210.6 eV
国内防爆仕様およびATEX/IECEx 仕様

PIF-00310.0 eV
国内防爆仕様およびATEX/IECEx 仕様

0 ～ 40000 ppb
0 ～ 40000 ppb
1 ppb（0 ～ 4000 ppb）
10 ppb（4000 ～ 40000 ppb）
5000 ppb
10000 ppb
OFFOFF
40000 ppb
-20 ℃ ～ +50 ℃

0 ～ 4000 ppm
0 ～ 100.0 ppm
0 ～ 4000 ppm
0 ～ 100.0 ppm
0.1 ppm（0 ～ 400.0 ppm）
0.01 ppm（0 ～ 10.00 ppm）
1 ppm（400.0 ～ 4000 ppm） 0.1 ppm（10.00 ～ 100.0 ppm）
400.0 ppm
5.00 ppm
1000 ppm
10.0 ppm
OFF
OFF
OFF
OFF
4000 ppm
100.0 ppm
-20 ℃ ～ +50 ℃-20 ℃ ～ +50 ℃-40 ℃ ～ +60 ℃-40 ℃ ～ +60 ℃-40 ℃ ～ +60 ℃

10 ～ 90 %RH

10 ～ 90 %RH

10 ～ 90 %RH

95 %RH 以下

95 %RH 以下

95 %RH 以下±2500 ppb 以内
30 秒以内±180 ppm 以内
30 秒以内±5 ppm 以内
30 秒以内注意
 VOC 用センサは、高濃度のメタン（CH4）、エタン（C2H6）、プロパン（C3H8）などを吸引した場合、濃度表示部に［- - - -］を表示し、ランプが点滅してブザーが鳴り、一時的に測定できなくなることがあります。
これらのガスが存在する環境では、濃度表示部に［- - - -］が表示されない場合でも、VOC 濃度を正しく測定できないおそれがありますので注意してください。
なお、VOC 用センサの濃度表示部に［- - - -］が表示されている場合でも、VOC 用センサ以外の影響を受けないセンサは継続して測定できます。
＜VOC 用センサの濃度表示部に［- - - -］が表示される干渉ガス例＞
干渉ガス名

濃度

メタン（CH4）

6 vol%以上

エタン（C2H6）

80 vol%以上

プロパン（C3H8）

90 vol%以上

注記 上記の表に記載されている警報設定値は、値を変更できます（“OFF”の場合も含む）。（‘7-3-1 警報点を設定する’参照）

169 / 204

12. 付録

12-1 データロガ機能

12

付録
12-1 データロガ機能
本器には測定結果を記録したり、ガス警報や故障警報、ガス調整などの各種イベントを記録するデータロガ機能が
あります。

注記
 データロガ機能にて記録したデータを確認するには、別売品のデータロガマネジメントプログラムが必要です。

詳しくは、弊社営業所までお問い合わせください。
データロガの機能は 5 種類あります。

（1）インターバルトレンド
測定を開始してから電源を切るまでの測定濃度の変化を記録します。
警報タイプが H-HH または L-LL の場合は平均値、最大値、最大値発生時間を、L-H の場合は平均値、最小値、最小値発生時間を記録します。
記録数は、最新 3600 件のデータです。
3600 件を超えると、最古のデータを削除して最新のデータを記録します。
ただし、3600 件以内でも最大記録時間を超えた場合は、最古のデータから削除されます。
インターバル時間に対して最大記録時間は次のようになります。
インターバル時間

10 秒

20 秒

30 秒

1分

3分

5分

10 分

最大記録時間

10 時間

20 時間

30 時間

60 時間

180 時間300 時間600 時間標準のインターバル時間は、5 分です。
インターバル時間は、別売品のデータロガマネジメントプログラムで設定できます。

（2）アラームトレンド
警報発報と同時に、発報時間を中心に前後 30 分間（合計 1 時間）の測定濃度値の変化を記録します。
アラームトレンドでは、5 秒周期ごとの 5 秒間のピーク値（警報タイプが H-HH の場合は最大値、L-H または L-LL の場合は最小値）を取得して記録します。
記録数は、最新 8 件分のデータです。
8 件を超えると、最古のデータを削除して最新のデータを記録します。

（3）アラームイベント
警報が発報したことを、イベントとして記録します。
記録は、警報発報時間と対象の検知対象ガスと警報イベントの種類を記録します。
記録数は、最新のイベントから数えて過去最大 100 件分です。
100 件を超えると、最古のデータを削除して最新データを記録します。

170 / 204

12. 付録

12-1 データロガ機能（4）故障イベント
故障を発報したことを、イベントとして記録します。
故障発報時間、および対象の検知対象ガス、本体機器情報、故障イベントの種類を記録します。
記録数は、最新のイベントから数えて過去最大 100 件分です。
100 件を超えると、最古のデータを削除して最新のデータを記録します。

（5）調整履歴
調整実施時のデータを記録します。
調整時間、および調整前後の濃度値を記録します。
最新の調整履歴から数えて過去 100 回分のデータを記録します。
100 回を超えると、最古のデータを削除して最新のデータを記録します。

注記 電源投入後、日時表示または電池電圧表示中に USB 接続を検知した場合は、通信モードに移行します。また、起動時の日時表示または電池電圧表示中に RESET/▼ボタンと DISP/ESC ボタンを同時に押すと、通信モードへ移行できます。
 通信モードで一定時間以上、通信接続が確認されない場合は、故障警報を発報します。その場合は、再度通信接続を行うか本器の電源を切ってください。

171 / 204

12. 付録

12-2 100 %LEL 換算表

12-2 100 %LEL 換算表
100 ％LEL 値と ppm 値の基準値換算表を示します。国内防爆仕様および ATEX/IECEx 仕様では各ガスの100 %LEL 値は STANDARD の値となります。
STANDARD

IEC

ISO

メタン

CH4

50000 ppm※2

44000 ppm

44000 ppm

イソブタン

HC(i-C4H10)

18000 ppm※3

13000 ppm

15000 ppm

水素

H240000 ppm※2

40000 ppm

40000 ppm

メタノール

CH3OH

55000 ppm※1

60000 ppm

60000 ppm

アセチレン

C2H2

15000 ppm※1

23000 ppm

23000 ppm

エチレン

C2H4

27000 ppm※2

23000 ppm

24000 ppm

エタン

C2H6

30000 ppm※2

24000 ppm

24000 ppm

エタノール

C2H5OH

33000 ppm※2

31000 ppm

31000 ppm

プロピレン

C3H6

20000 ppm※2

20000 ppm

18000 ppm

アセトン

C3H6O

21500 ppm※1

25000 ppm

25000 ppm

プロパン

C3H8

20000 ppm※1

17000 ppm

17000 ppm

ブタジエン

C4H6

11000 ppm※1

14000 ppm

14000 ppm

シクロペンタン

C5H1014000 ppm※414000 ppm

14000 ppm

ベンゼン

C6H6

12000 ppm※1

12000 ppm

12000 ppm

n-ヘキサンn-C6H1412000 ppm※1

10000 ppm

10000 ppm

トルエン

C7H8

12000 ppm※2

10000 ppm

10000 ppm

n-ヘプタンn-C7H1611000 ppm※28500 ppm

8000 ppm

キシレン

C8H10

10000 ppm※2

10000 ppm

10000 ppm

n-ノナン

n-C9H207000 ppm※5

7000 ppm

7000 ppm

酢酸エチル

EtAc

21000 ppm※1

20000 ppm

20000 ppm

イソプロピルアルコール

IPA

20000 ppm※2

20000 ppm

20000 ppm

メチルエチルケトン

MEK

18000 ppm※2

15000 ppm

15000 ppm

メタクリル酸メチル

MMA

17000 ppm※2

17000 ppm

17000 ppm

ジメチルエーテル

DME

30000 ppm※1

27000 ppm

27000 ppm

メチルイソブチルケトン

MIBK

12000 ppm※312000 ppm

12000 ppm

テトラヒドロフラン

THF

20000 ppm※2

15000 ppm

15000 ppm

ノルマルペンタン

n-C5H1215000 ppm※211000 ppm

11000 ppm

ガス種

※1 工場電気防爆指針（NIIS/1985）※2 工場電気防爆指針（NIIS/2006）※3 産業安全研究所技術指針（NIIS/1994）※４ 化学品安全管理データブック（化学工業日報社）※5 製品安全データシート（栄進化学株式会社）

172 / 204

12. 付録

12-3 ゼロサプレス機能

12-3 ゼロサプレス機能
ガスセンサは、使用環境によって温度や、湿度による影響を受けます。また、検知対象ガスの干渉によっても少なからず影響を受けています。環境や干渉が本器に与える影響により、指示値がゼロ付近で変動することがあります。
ゼロサプレス機能はゼロ付近での指示値の変動の通知を抑える機能です。設定値を下回る指示値の変動を隠し（サプレス）、ゼロ（酸素用センサの場合は 20.9 %）を表示します。

注記 初期設定は ON です。OFF に設定する場合は、別売品の設定プログラム MT-9000Series および取扱説明書を参照して実施してください。OFF に設定した場合、センサ特性による出力の変動により指示値のふらつきが現れる場合があります。
 ゼロサプレスの設定が ON の場合でも、測定モード、ディスプレイモード以外ではゼロサプレス機能は動作しません。
 ゼロから以下の表に示すマイナスサプレス値までの指示値は隠されます。マイナスサプレス値から M OVER

値までの真値は表示されますが、この状態で正確な測定を行うことはできないため、エア調整を実施してくだ
さい。M OVER 値については‘4-2 ガス警報点’を参照してください。

ゼロサプレス機能の設定値は以下のとおりです。
＜R センサ＞
センサ
ESR-X13P
ESR-A13i
ESR-A13P

検知対象ガス

サプレス値

サプレス
タイプ

マイナス
サプレス値

マイナス
サプレスタイプ酸素（O2）

20.9 % ± 0.5 %（20.4 ～ 21.4 %）カットエア-0.5 ％

カットオフ

0.3 ppm

カットオフ-1.5 ppm

カットオフ

2 ppm

カットオフ

-25 ppm

カットオフ

サプレス値

サプレス
タイプ

マイナス
サプレス値

マイナス
サプレスタイプ

2 ～ 5 %LEL

スムージング-5 %LEL

カットオフ

0.9 vol%

カットオフ-5.0 vol%

カットオフ

なし
なし
なし

なし
なし
なし

-5 %LEL-5 %LEL-1 vol%

カットオフ
カットオフ
カットオフ

20 ppm

カットオフ- 50 ppm

カットオフ

10.0 ppm
0.09 ppm
0.035 ppm
0.35 ppm
0.4 ppm

カットオフ
カットオフ
カットオフ
カットオフ
カットオフ

- 5.0 ppm
- 0.08 ppm- 0.030 ppm- 0.30 ppm- 5.0 ppm

カットオフ
カットオフ
カットオフ
カットオフ
カットオフ

硫化水素（H2S）（低濃度）
一酸化炭素（CO）＜F センサ＞
センサ

NCF-6322P

TEF-7520P
IRF-4341
IRF-4345
IRF-4443
ESF-A24R2
ESF-B242
ESF-C930
ESF-B249
ESF-A24E2
ESF-A24D4

検知対象ガスメタン（CH4）
イソブタン（HC(i-C4H10)）
水素（H2）
アセチレン（C2H2）
メタン（CH4）
イソブタン（HC(i-C4H10)）
水素（H2）
メタン（CH4）
イソブタン（HC(i-C4H10)）
二酸化炭素（CO2）
硫化水素（H2S）（高濃度）
アンモニア（NH3）
塩素（Cl2）オゾン（O3）塩化水素（HCl）
二酸化硫黄（SO2）173 / 204

12. 付録

12-4 ゼロ追尾機能

センサ

検知対象ガス

サプレス値

サプレス
タイプ

マイナス
サプレス値

マイナス
サプレスタイプESF-A24D（国内防爆仕様）

シアン化水素（HCN）

0.9 ppm

カットオフ- 0.8 ppm

カットオフ

なし

なし

-20 ppm

カットオフ

なし

なし

-2000 ppm

カットオフ

なし

なし

-50 ppm

カットオフ

PIF-001
PIF-002
PIF-003揮発性有機化合物（VOC、10.6 eV、ppb）
揮発性有機化合物（VOC、10.6 eV、ppm）
揮発性有機化合物（VOC、10.0 eV、ppm）

12-4 ゼロ追尾機能
本器で使用するセンサは、長期間の使用により、ゼロ点の変動が生じることがあります。
ゼロ追尾機能は時間の経過によるゼロ点での指示値の変動を調整し、ゼロ点を安定させるための機能です。
可燃性ガスセンサ

電源を入れたときに規定値を下回る出力の変動が発生した場合、センサ出力を追跡して値をゼロにします。

可燃性ガスセンサ以外のセンサ

電源を入れたときにセンサ出力が連続してゼロを下回る場合、センサ出力を追跡して値をゼロにします。

※ 電源を入れるとゼロ追尾機能が有効になります。

注記 初期設定は ON です。OFF に設定する場合は、別売品の設定プログラム MT-9000Series および取扱説明書を参照して実施してください。OFF に設定した場合、センサ特性による出力の変動によりゼロ点のふらつきが現れる場合があります。
 酸素用センサの場合、ゼロ追尾機能は無効です。

174 / 204

12. 付録

12-5 揮発性有機化合物（VOC）読み替えガスリスト

12-5 揮発性有機化合物（VOC）読み替えガスリスト
通常、揮発性有機化合物（VOC）の濃度表示はイソブチレン（C4H8）ですが、あらかじめ登録してあるガスに読み替え、濃度表示することができます。
設定方法については‘6-4-3 揮発性有機化合物（VOC）の読み替えガス種を選択する’を参照してください。
換算係数（10.6 eV/10.0 eV）の欄に“-”と記載されているガス種については、VOC 用センサ（10.6 eV/10.0 eV）では測定できません。
ガス名（表示名）
Acetaldehyde
Acetamide
Acetic acidAcetic anhydride
Acetoin
AcetoneAcetone cyanohydrin
Acetophenone
Acetyl bromide
Acetylene
Acetylglycine, NAcrolein
Acrylic Acid
Acrylonitrile
Alkanes, n-, C6+
Allyl acetoacetate
Allyl alcohol
Allyl bromide
Allyl chloride
Allyl glycidyl ether
Allyl propyl disulfide
Ammonia
Amyl acetate
Amyl alcohol
Amyl alcohol, tertAnethole
AnilineAnisole

ガス名（和名）

分子式
C2H4O
C2H5NOC2H4O2C4H6O3C4H8O2C3H6O
C4H7NO
C8H8O
C2H3BrO
C2H2
C4H7NO3C3H4O
C3H4O2C3H3N
CnH2n+2
C7H10O3C3H6O
C3H5BrC3H5Cl
C6H10O2
C6H12S2NH3
C7H14O2
C5H12OC5H12OC10H12O
C6H7N
C7H8O

アセトアルデヒド
アセトアミド
酢酸
無水酢酸
アセトイン
アセトン
アセトフェノン
アセチルブロマイド
N-アセチルグリシン
アクロレイン
アクリル酸
ノルマルアルカン（C6 以上）
アセト酢酸アリル
アリルアルコールアリルブロマイド
アリルクロライド
アリルグリシジルエーテル
アリルプロピルジスルフィド
アンモニア
酢酸 n-アミル
アミルアルコールターシャルアミルアルコール
アネトール
アニリン
アニソール
175 / 204

CAS 番号
75-07-060-35-5
64-19-7
108-24-7
513-86-0
67-64-1
98-86-2
506-96-7
543-24-8
107-02-8
79-10-71118-84-9
107-18-6
106-95-6
107-05-1
106-92-3
2179-59-1
7664-41-7
628-63-7
71-41-075-85-4
104-46-1
62-53-3
100-66-3

換算
係数(10.6 eV)
3.4
2
36.2
4
1
0.7
0.6
3
2
3.2
2.7
1
1.5
2.1
3
4.5
0.8
0.4
8.5
1.8
3.5
1.5
0.4
0.48
0.5

換算
係数
(10.0 eV)
1.20
4
9
10
2.8
0.8
0.59

12. 付録

12-5 揮発性有機化合物（VOC）読み替えガスリスト

ガス名（表示名）
Anisyl aldehyde
ArsineAsphalt, petroleum fumes
Benzaldehyde
BenzeneBenzene thiol
Benzoic acid
Benzonitrile
Benzoquinone, oBenzoquinone, pBenzoyl bromide
Benzyl 2-phenylacetate
Benzyl acetate
Benzyl alcohol
Benzyl chloride
Benzyl formate
Benzyl isobutyrate
Benzyl nitrile
Benzyl propionate
Benzylamine
Biphenyl
BorneolBromineBromo-2,2-dimethylpropane, 1Bromo-2-chloroethane, 1Bromo-2-methylpentane, 1Bromoacetone
Bromoacetylene
Bromobenzene
Bromobutane, 1Bromobutane, 2Bromocyclohexane
Bromoethane

ガス名（和名）

分子式
C8H8O2
AsH3

アニスアルデヒド
アルシン
天然アスファルタム
ベンズアルデヒド
ベンゼン
ベンゼンチオール
安息香酸
ベンゾニトリル
オルトベンゾキノン
パラベンゾキノン
ベンゾイルブロマイド
フェニル酢酸ベンジル
酢酸ベンジルベンジルアルコール
塩化ベンジル
ギ酸ベンジル
イソ酪酸ベンジル
ベンジルシアニド
プロピオン酸ベンジル
ベンジルアミン
ビフェニル
ボルネオール臭素
1-ブロモ-2,2-ジメチルプロパン
1-ブロモ-2-クロロエタン
1-ブロモ-2-メチルペンタン
ブロモアセトン
ブロモアセチレン
ブロモベンゼン1-ブロモブタン
臭化 sec-ブチル
ブロモシクロヘキサン
エチルブロマイド

C7H6O
C6H6
C6H5SHC7H6O2C7H5N
C6H4O2C6H4O2
C7H5BrO
C15H14O2
C9H10O2C7H8O
C7H7ClC8H8O2
C11H14O2
C8H7N
C10H12O2
C7H9N
C12H10
C10H18O
Br2
C5H11BrC2H4BrCl
C6H13BrC3H5BrO
C2HBr
C6H5BrC4H9BrC4H9BrC6H11BrC2H5Br176 / 204

CAS 番号
123-11-5
7784-42-1
8052-42-4
100-52-7
71-43-2
108-98-5
65-85-0
100-47-0
583-63-1
106-51-4
618-32-6
102-16-9
140-11-4
100-51-6
100-44-7
104-57-4
103-28-6
140-29-4
122-63-4
100-46-9
92-52-4
507-70-07726-95-6
630-17-1
107-04-025346-33-2
598-31-2
593-61-3
108-86-1
109-65-9
78-76-2
108-85-0
74-96-4

換算
係数(10.6 eV)
0.4
2.5
1
0.9
0.46
0.7
0.7
0.7
1
1
2
0.5
0.6
1.3
0.48
0.8
0.5
1
0.5
0.6
0.4
0.8
15
2
8
2
1
4
0.3
1
1.5
3
5

換算
係数
(10.0 eV)
0.9
0.54
0.8
0.8
1.6
0.7
0.6
0.32
14
1.6
-

12. 付録

12-5 揮発性有機化合物（VOC）読み替えガスリスト

ガス名（表示名）
Bromoethanol, 2Bromoethyl methyl ether, 2Bromoform
Bromopentane, 1Bromopropane, 1Bromopyridine, 3Bromopyridine, 4Bromotrimethylsilane
But-2-ynal
But-3-ynal
Butadiene diepoxide, 1,3Butadiene, 1,3Butane, nButanedione, 2,3Butanoic acid
Butanol, 1Butanol, 2Buten-3-ol, 1Butene, 1Butene, 2Butene, cis-2Butene, trans-2Butenoic acid, 3Butoxyethanol, 2Butoxyethoxyethanol
Butoxyethylacetate, 2Butyl acetate
Butyl acetate, secButyl acetate, tertButyl acrylate
Butyl butyrate
Butyl chloroformate
Butyl cyclohexan-1-ol, 4- tert-

ガス名（和名）

分子式

エチレンブロモヒドリン
2-ブロモエチルメチルエーテル
ブロモホルム
1-ブロモペンタン
ノルマルプロピルブロマイド
3-ブロモピリジン
4-ブロモピリジン
ブロモトリメチルシラン
2-ブチナール
3-ブチン-1-オン
1,3-ブタジエンジエポキシド
ブタジエン
ノルマルブタン
2,3-ブタジオン
酪酸
ノルマルブチルアルコール2-ブチルアルコール
1-ブテン-3-オール
1-ブテン
2-ブテン
シス-2-ブテン
トランス-2-ブテン
クロトン酸
エチレングリコールモノブチルエーテル
ジエチレングリコールモノブチルエーテル
エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート
酢酸ブチル
酢酸 sec-ブチル
酢酸ターシャルブチル
アクリル酸ノルマルブチル
酪酸ブチル
クロロギ酸ブチル
4-ターシャルブチルシクロヘキサン-1-オール
177 / 204

C2H5BrO
C3H7BrO
CHBr3
C5H11BrC3H7BrC5H4BrN
C5H4BrN
C3H9BrSi
C4H4O
C4H4O
C4H6O2C4H6
C4H10
C4H6O2C4H8O2
C4H10OC4H10O
C4H8O
C4H8
C4H8
C4H8
C4H8
C4H6O2
C6H14O2
C8H18O3
C8H16O3
C6H12O2
C6H12O2
C6H12O2
C7H12O2
C8H16O2
C5H9ClO2
C10H20O

CAS 番号
540-51-2
6482-24-2
75-25-2
110-53-2
106-94-5
626-55-1
1120-87-2
2857-97-8
1119-19-3
52844-23-2
1464-53-5
106-99-0
106-97-8
431-03-8
107-92-6
71-36-3
78-92-2
598-32-3
106-98-9
107-01-7
590-18-1
624-64-6
107-93-7
111-76-2
112-34-5
112-07-2
123-86-4
105-46-4
540-88-5
141-32-2
109-21-7
592-34-7
98-52-2

換算
係数(10.6 eV)
2
2.5
2.8
2
1.3
2
2
2
3
1.5
4
0.8
44
0.4
5
4
3.0
1.2
1.5
1.3
1.3
1.3
2
1.1
1.0
3
2.4
2.4
2
1.5
1.8
3.2
1.4

換算
係数
(10.0 eV)
3.5
70
0.8
0.87
25
8
3
12
5.5
1.65
-

12. 付録

12-5 揮発性有機化合物（VOC）読み替えガスリスト

ガス名（表示名）
Butyl cyclohexyl acetate, 2- tertButyl ether, nButyl glycidyl ether
Butyl iodide
Butyl isocyanate
Butyl lactate
Butyl mercaptan, nButyl mercaptan, tertButyl methacrylate
Butyl propionate, nButylamine, nButylamine, secButylamine, tertButylbenzene
Butylbenzene, secButylbenzene, tertButylene carbonate, 1,2Butylphenol, o-secButyn-1-ol, 2Butyn-2-one
Butyraldehyde
Butyrolactone, gammaButyronitrile
Butyryl chloride
Camphene
Camphor
Carbon disulfide
Carbon suboxide
Carbon tetrabromide
Carbon tetrachloride
Carbonyl sulfide
CareneCarvacrol
Carvone, R-

ガス名（和名）

分子式

酢酸 2-ターシャルブチルシクロへキシル
ジブチルエーテル
ブチルグリシジルエーテル
ヨウ化ブチルノルマルブチルイソシアネート
乳酸ブチル
n-ブチルメルカプタン
ターシャルブチルメルカプタン
メタクリル酸ノルマルブチル
プロピオン酸ブチル
モノブチルアミン
sec-ブチルアミン
ターシャルブチルアミン
ブチルベンゼンsec-ブチルベンゼン
ターシャルブチルベンゼン
炭酸 1,2-ブチレン
オルト-sec-ブチルフェノール
2-ブチン-1-オール
3-ブチン-2-オン
ノルマルブチルアルデヒド
γ-ブチロラクトン
ブチリルクロライド（±）カンフェン（±）カンファ―
二硫化炭素
亜酸化炭素
四臭化炭素

（+）-3-カレン
クルバクロールℓ-カルボン
178 / 204

C12H22O2
C8H18OC7H14O2
C4H9I
C5H9NOC7H14O3
C4H10S
C4H10SC8H14O2
C7H14O2
C4H11N
C4H11N
C4H11N
C10H14
C10H14
C10H14C5H8O3
C10H14O
C4H6O
C4H4O
C4H8O
C4H6O2C4H7N
C4H7ClO
C10H16
C10H16O
CS2
C3O2
CBr4
CCl4
COS
C10H16
C10H14O
C10H14O

CAS 番号
88-41-5
142-96-1
2426-08-6
542-69-8
111-36-4
138-22-7
109-79-5
75-66-1
97-88-1
590-01-2
109-73-9
513-49-5
75-64-9
104-51-8
135-98-8
98-06-64437-85-8
89-72-5
764-01-2
1423-60-5
123-72-8
96-48-0
141-75-3
565-00-4
76-22-2
75-15-0504-64-3
558-13-4

13466-78-9
499-75-2
6485-40-1

換算
係数(10.6 eV)
0.8
0.7
2
1
2.5
2.5
0.5
0.4
1
1.8
1
0.9
0.9
0.5
0.4
0.4
2
0.9
1.5
3
1.6
15
3
0.5
0.4
1.4
10
3
0.5
0.8
1

換算
係数
(10.0 eV)
1.10
4
1.5
0.45
0.4
0.4
1.9
0.4
1.3
1.5

12. 付録

12-5 揮発性有機化合物（VOC）読み替えガスリスト

ガス名（表示名）
Caryophyllene
Chloramine
Chlorine
Chloro-1,1-difluoroethene, 2Chloro-1-fluoroethane, 1Chloro-2-fluoroethane, 1Chloro-2-propanone, 1Chloroacetaldehyde
Chlorobenzene
Chlorobutane, 1Chlorobutane, 2Chlorocyclohexane
Chloroethyl methyl ether, 2Chloroethane
Chloroform
Chloromethane
Chloromethoxyethane
Chloroprene
Chloropyridine, 2Chlorostyrene, oChlorotoluene, mChlorotoluene, oChlorotoluene, pChlorotrifluoroethylene
Cinnamic aldehyde
Cinnamyl acetate
Cinnamyl alcohol
CitralCitronellal
Citronellol
Citronellol acetate
Citronellol formate
Citronellyl isobutyrate

ガス名（和名）

分子式(Z)-4,11,11-トリメチル-8-メチレンビシクロ[7.2.0]ウ
C15H24ンデカ-4-エン
ClH2Nクロロアミン
Cl2
C2HClF2
2-クロロ-1,1-ジフルオロエチレン
C2H4ClF
C2H4ClF
クロロアセトンC3H5ClO
クロロアセトアルデヒド
C2H3ClO
C6H5Clモノクロロベンゼン
塩化 n-ブチル
C4H9Cl2-クロロブタン
C4H9Cl
C6H11Cl
クロロシクロヘキサン
2-クロロエチルメチルエーテル
C3H7ClO
C2H5ClCHCl3
CH3Cl
クロロメトキシエタン
C3H7ClO
クロロプレン
C4H5ClC5H4ClN
2-クロロピリジン
オルトクロロスチレン
C8H7ClC7H7Clメタクロロトルエン
C7H7Clクロロトルエン
パラクロロトルエン
C7H7ClC2ClF3クロロトリフルオロエチレン
ケイ皮アルデヒド
C9H8O
酢酸トランスシンナミル
C11H12O2
C9H10O
シンナミルアルコール
シトラール
C10H16O
シトロネラール
C10H18O
C10H20O(±)シトロネロール
酢酸シトロネリル
C12H22O2
C11H20O2
ギ酸シトロネリル
C14H26O2
イソ酪酸シトロネリル
179 / 204

CAS 番号換算
係数(10.6 eV)

換算
係数(10.0 eV)13877-93-5

0.4-10599-90-3

2
1.5
1
3
0.36
10
8
4
2.6
4
1.3
1
0.4
0.5
0.5
0.39
1
0.4
0.4
0.4
1
0.9
1
1.5
1.5
0.9

0.5
20
0.3
3.4
-

359-10-4

78-95-5
107-20-0
108-90-7
109-69-3
78-86-4
542-18-7
627-42-9

3188-13-4
126-99-8
109-09-1
2039-87-4
108-41-8
95-49-8
106-43-4
79-38-9
104-55-2
21040-45-9
104-54-1
5392-40-5
106-23-026489-01-0
150-84-5
105-85-1
97-89-2

12. 付録

12-5 揮発性有機化合物（VOC）読み替えガスリスト

ガス名（表示名）
Coumarin
Creosote
Cresol, mCresol, oCresol, pCresyl acetate, pCresyl ethyl ether, pCresyl methyl ether
Crotonaldehyde
Crotonyl alcohol
CumeneCycloalkanes
Cyclobutanone
Cyclobutene
Cycloheptane
Cyclohex-2-enedione, 1,4Cyclohexane
Cyclohexanethiol
Cyclohexanol
Cyclohexanone
Cyclohexene
Cyclohexyl acetate
Cyclohexylamine
Cyclooctadiene
Cyclopentadiene
Cyclopentane
Cyclopentanone
Cyclopentene
Cyclopentene-1,3-dione, 4Cyclopropylamine
Cymene, pDecahydronaphthalene
Decanal

ガス名（和名）

分子式
C9H6O2

クマリン
クレオソートメタクレゾール
オルトクレゾール
パラクレゾール
酢酸パラクレジル
パラクレジルエチルエーテル
パラクレジルメチルエーテル
クロトンアルデヒド
クロチルアルコール
クメン
シクロアルカン
シクロブタノンシクロブテン
シクロへプタン
2-シクロヘキセン-1,4-ジオン
シクロヘキサン
シクロヘキサンチオール
シクロヘキサノール
シクロヘキサノン
シクロヘキセン
酢酸シクロへキシル
シクロへキシルアミン
シクロオクタジエン
シクロペンタジエン
シクロペンタン
シクロペンタノン
シクロペンテン
1,4-シクロペンテン-1,3-ジオン
シクロプロピルアミン
パラシメン
デカヒドロナフタリン
n-デカナール
180 / 204

CAS 番号

C7H8O
C7H8O
C7H8O
C9H10O2
C9H12OC8H10O
C4H6O
C4H8O
C9H12

91-64-58021-39-4
108-39-4
95-48-7
106-44-5
140-39-6
622-60-6
104-93-8
4170-30-3
6117-91-5
98-82-8

C4H6O
C4H6
C7H14
C6H6O2
C6H12
C6H12SC6H12OC6H10O
C6H10
C8H14O2
C6H13N
C8H12
C5H6
C5H10
C5H8O
C5H8
C5H4O2C3H7N
C10H14
C10H18
C10H20O

1191-95-3
822-35-5
291-64-5
4505-38-8
110-82-7
1569-69-3
108-93-0
108-94-1
110-83-8
622-45-7
108-91-829965-97-7
542-92-7
287-92-3
120-92-3
142-29-0
930-60-9765-30-0
99-87-6
91-17-8
112-31-2

換算
係数(10.6 eV)
0.4
1.0
2.2
1.1
1.1
1
0.8
0.8
1
0.8
0.32
1.5
1.2
3
1.1
1
1.2
0.5
2.9
1.1
0.8
1.2
1
1
0.8
12.0
0.7
1.5
1
0.8
0.35
0.9
0.9

換算
係数
(10.0 eV)
1.5
1.5
1.5
3.3
2.7
1.20
1.4
0.9
1.0
140
1.7
-

12. 付録

12-5 揮発性有機化合物（VOC）読み替えガスリスト

ガス名（表示名）
DecaneDecyne, 1Desfluorane
Diacetone alcohol
Diazine, 1,2Diazine, 1,3Dibromoacetylene
Dibromochloromethane
Dibromocyclohexane, 1,2Dibromocyclopentane
Dibromodichloromethane
Dibromoethane, 1,2Dibromoethene, 1,1Dibromoethene, 1,2Dibromomethane
Dichloro-1,1-difluoroethane, 1,2Dichloro-1,2-difluoroethane, 1,2Dichloro-1,2-difluoroethene, 1,2Dichloro-1-fluoroethane, 1,1Dichloro-1-fluoroethane, 1,2Dichloro-1-propene, 2,3Dichloro-2,2,-difluoroethene, 1,1Dichloroacetylene
Dichlorobenzene, oDichlorobenzene, pDichloroethane, 1,1Dichloroethane, 1,2Dichloroethene, 1,1Dichloroethene, 1,2Dichloroethene, cis-1,2Dichloroethene, trans-1,2Dichloromethane
Dichloromethylamine
Dichloropropane, 1,2-

ガス名（和名）

分子式
C10H22
C10H18C3H2F6O
C6H12O2C4H4N2C4H4N2
C2Br2
CHBr2Cl
C6H10Br2C5H8Br2
CBr2Cl2
C2H4Br2
C2H2Br2
C2H2Br2
CH2Br2C2H2Cl2F2
C2H2Cl2F2
C2Cl2F2C2H3Cl2F
C2H3Cl2F
C3H4Cl2
C2Cl2F2
C2Cl2
C6H4Cl2
C6H4Cl2
C2H4Cl2
C2H4Cl2
C2H2Cl2
C2H2Cl2
C2H2Cl2
C2H2Cl2
CH2Cl2CH3Cl2N
C3H6Cl2

ノルマルデカン1-デシン
ジアセトンアルコール
1,2-ジアジン
1,3-ジアジン
ジブロモアセチレン
ジブロモクロロメタン
1,2-ジブロモシクロヘキサン
1,2-ジブロモシクロペンタン
ジブロモジクロロメタン
エチレンジブロマイド
1,1-ジブロモエテン
1,2-ジブロモエチレン
ジブロモメタン

1,2-ジクロロ-1,2-ジフルオロエテン

2,3-ジクロロ-1-プロペン
1,1-ジクロロ-2,2-ジフルオロエテン
ジクロロアセチレン
オルトジクロロベンゼン
パラジクロロベンゼン

1,1-ジクロロエチレン
1,2-ジクロロエチレン
シス 1,2-ジクロロエチレン
トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタンN,N-ジクロロ-N-メチルアミン

181 / 204

CAS 番号
124-18-5
764-93-2
123-42-2
289-80-5
289-95-2
624-61-3
124-48-1
5401-62-7
33547-17-0
594-18-3
106-93-4
593-92-0
540-49-8
74-95-3

598-88-9

78-88-6
79-35-67572-29-4
95-50-1
106-46-7

75-35-4
540-59-0
156-59-2
156-60-5
75-09-2
7651-91-4

換算
係数(10.6 eV)
0.9
1.3
0.8
3
3
1.5
10
3
3
4
2
1.5
1.5
1.2
2
1.4
1
5
0.5
0.5
1
0.36
0.8
0.36
39
2
-

換算
係数
(10.0 eV)
4.2
0.83
0.84
0.5
0.5
0.29
-

12. 付録

12-5 揮発性有機化合物（VOC）読み替えガスリスト

ガス名（表示名）
Dicyclohexylamine
Dicyclopentadiene
Diesel fuelDiethoxyethane, 1,1Diethyl carbonate
Diethyl ether
Diethyl maleate
Diethyl malonate
Diethyl phthalate
Diethyl sulfate
Diethyl sulfide
Diethyl sulfone
Diethylacetylene
Diethylaminopropylamine, 3Diethylene glycol monoethyl ether
Diethylenetriamine
Diethylhydroxylamine
Diethylsilane
Diglycidyl ether
Dihydroeugenol
Dihydrojasmone
Dihydromyrcenol
Dihydroxybenzene, 1,2Dihydroxybenzene, 1,3Diiodomethane
Diisobutyl ketone
Diisobutylene
Diisopropyl ether
Diisopropylbenzene
Diketene
Dimethoxybenzene, 1,4Dimethoxyethane, 1,2Dimethoxymethane

ガス名（和名）

分子式

ジシクロへキシルアミン
ジシクロペンタジエン
ディーゼル燃料
アセタール
ジエチルカーボネート
ジエチルエーテル
マレイン酸ジエチルエステル
マロン酸ジエチル
フタル酸ジエチル
ジエチル硫酸硫化ジエチル
ジエチルスルホン
3-ヘキシン3-（ジエチルアミノ）プロピルアミン
ジエチレングリコールモノエチルエーテル
ジエチレントリアミン
ジエチルヒドロキシルアミン
ジエチルシラン
ジグリシジルエーテル
ジヒドロオイゲノール
ジヒドロジャスモン
ジヒドロミルセノール
カテコール
レゾルシン
ジヨードメタンジイソブチルケトン
2,4,4-トリメチルペンテン-1イソプロピルエーテル
ジイソプロピルベンゼン
ジケテン
パラジメトキシベンゼン
エチレングリコールジメチルエーテル
ジメトキシメタン
182 / 204

C12H23N
C10H12
C6H14O2
C5H10O3
C4H10OC8H12O4
C7H12O4
C12H14O4
C4H10SO4
C4H10S
C4H10O2S
C6H10
C7H18N2
C6H14O3
C4H13N3
C4H11NOC4H12Si
C6H10O3
C10H14O2
C11H18O
C10H20OC6H6O2C6H6O2
CH2I2
C9H18O
C8H16
C6H14OC12H18C4H4O2
C8H10O2
C4H10O2C3H8O2

CAS 番号
101-83-7
77-73-668334-30-5
105-57-7
105-58-8
60-29-7
141-05-9
105-53-3
84-66-2
64-67-5352-93-2
597-35-3
928-49-4
104-78-9
111-90-0
111-40-03710-84-7
542-91-6
2238-07-5
2785-87-7
1128-08-1
18479-58-8
120-80-9
108-46-3
75-11-6
108-83-8
107-39-1
108-20-3
25321-09-9
674-82-8
150-78-7
110-71-4
109-87-5

換算
係数(10.6 eV)
0.8
0.9
0.8
0.9
1.5
0.9
2
4.0
1
3
0.6
2
2
1.2
0.6
0.9
2
2
3
0.4
0.6
0.8
1
1
1.2
0.8
0.6
0.7
0.4
2.2
1.3
1.2
1.4

換算
係数
(10.0 eV)
1.0
0.5
3
1.5
0.7
0.9
0.95
1.2
13

12. 付録

12-5 揮発性有機化合物（VOC）読み替えガスリスト

ガス名（表示名）
Dimethyl carbonate
Dimethyl disulfide
Dimethyl ether
Dimethyl phthalate
Dimethyl sulfate
Dimethyl sulfoxide
Dimethylacetamide N,NDimethylacetylene
Dimethylaminoethanol, 2Dimethylaniline, NNDimethylboron bromide
Dimethylbutyl acetate
Dimethylbutyl acetate, 1,3Dimethylcycloheptane, 1,2Dimethylcyclohexane,1,2Dimethylcyclopentane
Dimethylethylamine, NNDimethylformamide
Dimethylhydrazine, 1,1Dimethyloctan-1-ol, 3,7Dimethyloctan-3-ol, 3,7Dimethylpentane, 2,4Dimethylsilane
Dimethylthiophosphoryl chloride
Di-n-butylamine
Di-n-propylamine
Dioxane, 1,4Dioxolane
Dipentene
Diphenyl ether
Dipropyl ether
Dipropylene glycol
Disilane

ガス名（和名）

分子式
C3H6O3C2H6S2C2H6O
C10H10O4
C2H6O4S
C2H6OS
C4H9NO
C4H6
C4H11NO
C8H11NC2H6BBr
C8H16O2
C8H16O2
C9H18
C8H16
C7H14
C4H11NC3H7NOC2H8N2
C10H22O
C10H22O
C7H16
C2H8SiC2H6ClO2PS
C8H19N
C6H15NC4H8O2C3H6O2
C10H16
C12H10OC6H14OC6H14O3Si2H6ジメチルカーボネート
ジメチルジスルフィド
ジメチルエーテル
フタル酸ジメチル
ジメチルスルホキシド
N,N-ジメチルアセトアミド
2-ブチン
N,N-ジメチルエタノールアミン
N,N-ジメチルアニリン
ブロモジメチルボラン
酢酸 4-メチル-2-ペンチル
トランス-1,2-ジメチルシクロへプタン
ジメチルシクロヘキサン
1α,2α-ジメチルシクロペンタン
N,N-ジメチルエチルアミン
N,N-ジメチルホルムアミド
ジメチルヒドラジン
3,7-ジメチル-1-オクタノール
テトラヒドロリナロール
2,4-ジメチルペンタン
ジメチルシラン
ジメチルチオリン酸クロライド
ジブチルアミン
ジノルマルプロピルアミン
ジオキサン
1,3-ジオキソラン
d-リモネンジフェニルエーテル
プロピルエーテル
ジプロピレングリコール
ジシラン
183 / 204

CAS 番号
616-38-6
624-92-0
115-10-6
131-11-3
67-68-5
127-19-5
503-17-3
108-01-0
121-69-7
5158-50-9
108-84-913151-50-3
583-57-3
1192-18-3
598-56-1
68-12-2
57-14-7
106-21-8
78-69-3
108-08-7
1111-74-6
2524-03-0
111-92-2
142-84-7
123-91-1
646-06-0
138-86-3
101-84-8
111-43-3
110-98-5
1590-87-0

換算
係数(10.6 eV)
2.0
0.2
1.3
1
1
1.3
1
1.5
0.6
4
1.6
1.3
0.8
1.2
3
0.8
1
1.2
1.2
1.0
2
1
0.9
1
1.5
1.8
0.9
0.8
0.8
4
2

換算
係数
(10.0 eV)
32
0.5
0.9
1.7
1.1
4
1.5
1.7
4.5
0.8
1.7
-

12. 付録

12-5 揮発性有機化合物（VOC）読み替えガスリスト

ガス名（表示名）
Disulfur dibromide
Di-tert-butyl-p-cresol
Divinylbenzene
Divinylbenzene, 1,3Dodecene
Epichlorohydrin
Epoxypropyl isopropyl ether, 2,3Estagole
EthaneEthanol
Ethanolamine
Ethoxy-2-methylpropane, 1Ethoxy-2-propanol, 1Ethoxy-butane, 2Ethoxyethanol, 2Ethoxyethyl acetate, 2Ethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
Ethyl 2-methylbutyrate
Ethyl acetate
Ethyl acetoacetate
Ethyl acrylate
Ethyl benzoate
Ethyl butyrate
Ethyl chloroformate
Ethyl cyanoacrylate
Ethyl decanoate
Ethyl formate
Ethyl hexanoate
Ethyl hexanol, 2Ethyl hexyl acrylate, 2Ethyl iodide
Ethyl isopropyl ketone
Ethyl lactate

ガス名（和名）

分子式

二臭化二硫黄2,6-ジ-t-ブチル-p-クレゾール
ジビニルベンゼン
1,3-ジビニルベンゼン
n-ドデカン
エピクロロヒドリン
グリシジルイソプロピルエーテル
4-アリルアニソール
エチルアルコールモノエタノールアミン
1-エトキシ-2-メチルプロパン
プロピレングリコールモノエチルエーテル
2-エトキシ-ブタン
エチレングリコールモノエチルエーテル
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート
2,2,2-トリフルオロエチルエチルエーテル
DL-2-メチル酪酸エチル
酢酸エチル
アセト酢酸エチル
アクリル酸エチル
安息香酸エチル
酪酸エチル
クロロ炭酸エチルエステル
2-シアノアクリル酸エチル
デカン酸エチル
ギ酸エチル
カプロン酸エチル
2-エチルヘキサノール
アクリル酸-2-エチルへキシル
ヨウ化エチル2-メチル-3-ペンタノン
乳酸エチル
184 / 204

Br2S2
C15H24O
C10H10
C10H10C12H26C3H5ClO
C6H12O2
C10H12O
C2H6
C2H6O
C2H7NOC6H14OC5H12O2
C6H14OC4H10O2
C6H12O3C4H7F3OC7H14O2C4H8O2
C6H10O3C5H8O2
C9H10O2
C6H12O2C3H5O2Cl
C6H7O2N
C12H24O2
C3H6O2
C8H16O2
C8H18OC11H20O2
C2H5I
C6H12OC5H10O3

CAS 番号
13172-31-1
128-37-0
1321-74-0
108-57-6
112-40-3
106-89-8
4016-14-2
140-67-0
64-17-5
141-43-5
627-02-1
1569-02-4
19316-73-5
110-80-5
111-15-9461-24-5
7452-79-1
141-78-6
141-97-9
140-88-5
93-89-0
105-54-4
541-41-3
7085-85-0
110-38-3
109-94-4
123-66-0
104-76-7
103-11-7
75-03-6565-69-5
97-64-3

換算
係数(10.6 eV)
1.5
0.3
0.4
0.3
0.8
3.4
1.1
0.7
8.7
3
0.8
2
0.8
2
3
5
2
3.6
3
2
0.9
1
83
1.5
1.8
29.8
2.6
1.5
1
1.2
0.8
3

換算
係数
(10.0 eV)
0.4
0.25
30
1.1
5
1.8
40
15
3.3
3.3
0.30
5

12. 付録

12-5 揮発性有機化合物（VOC）読み替えガスリスト

ガス名（表示名）
Ethyl mercaptan
Ethyl methacrylate
Ethyl methyl carbonate
Ethyl morpholine, 4Ethyl octanoate
Ethyl perfluorobutyl ether
Ethyl phenyl acetate
Ethyl propanoate
Ethyl propionate
Ethyl tert-butyl ether
Ethyl-2-methyl benzene, 1Ethyl-3-ethoxypropionate
Ethylacetylene
Ethylamine
Ethylbenzene
Ethylcyclohexane
Ethylene
Ethylene carbonate
Ethylene cyanohydrin
Ethylene glycol
Ethylene glycol diacetate
Ethylene glycol monopropyl ether
Ethylene oxide
Ethylenediamine
Ethyleneimine
Ethylhexanal, 2Ethylhexanoic acid, 2Ethylhexenal, 2Eucalyptol
Eugenol
Eugenol methyl ether
Fenchol
Ferrocene
Fluoro-2-propanone, 1-

ガス名（和名）

分子式
C2H6S
C6H10O2C4H8O3
C6H13NO
C10H20O2
C6H5F9O
C10H12O2
C5H10O2
C5H10O2
C6H14O
C9H12
C7H14O3
C4H6
C2H7N
C8H10
C8H16
C2H4
C3H4O3C3H5NOC2H6O2
C6H10O4
C5H12O2
C2H4O
C2H8N2C2H5N
C8H16OC8H16O2
C8H14OC10H18O
C10H12O2
C11H14O2
C10H18O
C10H10Fe
C3H5FO

エチルメルカプタン
メタクリル酸エチル
エチルメチルカーボネート
N-エチルモルホリン
カプリル酸エチル
フェニル酢酸エチル
プロピオン酸エチル
エチルターシャルブチルエーテル
2-エチルトルエン
エチル-3-エトキシプロピオネート
エチルアセチレン
モノエチルアミン
エチルベンゼンエチルシクロヘキサン
エチレン
エチレンカーボネート
エチレングリコール
ジ酢酸エチレングリコール
2-プロポキシエタノール
酸化エチレン
エチレンジアミン
エチレンイミン
2-エチルヘキサナール
2-エチルヘキサン酸
2-エチルヘキセナール
1,8-シネオール
オイゲノール
メチルオイゲノール
フェンキルアルコール
フェロセン

185 / 204

CAS 番号
75-08-1
97-63-2
623-53-0
100-74-3
106-32-1
101-97-3
105-37-3
637-92-3
611-14-3
763-69-9
107-00-6
75-04-7
100-41-4
1678-91-7
74-85-1
96-49-1
107-21-1
111-55-7
2807-30-9
75-21-8
107-15-3
151-56-4
123-05-7
149-57-5
645-62-5
470-82-6
97-53-0
93-15-2
1632-73-1
102-54-5

換算
係数(10.6 eV)
0.56
1.5
1.5
0.6
2.3
1.2
2
0.6
0.45
3
3
1
0.5
1
8
3
20
4
3
15
0.8
2
1.5
2.0
1.3
0.6
0.4
0.4
0.4
0.8
-

換算
係数
(10.0 eV)
0.55
1.6
6
0.5
0.6
1.3
9
10
16
-

12. 付録

12-5 揮発性有機化合物（VOC）読み替えガスリスト

ガス名（表示名）
Fluorobenzene
Fluorobenzoic acid, 4Formamide
Formaldehyde
Formic acid
Furan
FurfuralFurfuryl alcohol
Furfuryl mercaptan
Gasoline
Geranial
Geraniol
Geranyl acetate
GermaneGlutaraldehyde
GlycidolGlycidyl methacrylate
Glycolaldehyde
GlyoxalGuaiacolHalothane
Heptan-2-one
Heptan-3-one
HeptaneHeptanol
Heptene, 1Heptylcyclopentan-1-one, 2Heptyne, 1Hex-1-en-3-ol
Hexachlorodisilane
Hexachloroethane
Hexafluoropropylene
Hexamethyldisilazane, 1,1,1,3,3,3-.
Hexamethyldisiloxane

ガス名（和名）

分子式
C6H5F
C7H5FO2
CH3ON
CH2O
CH2O2
C4H4O
C5H4O2C5H6O2C5H6OS

フルオロベンゼン
4-フルオロ安息香酸
ホルムアミドフラン
フルフラール
フルフリルアルコール
フルフリルメルカプタン
ガソリン
ゲラニアール
ゲラニオ―ル
酢酸ゲラニルゲルマン
グルタルアルデヒド

C10H16O
C10H18OC12H20O2
GeH4
C5H8O2C3H6O2
C7H10O3C2H4O2C2H2O2C7H8O2
CF3CHBrCl
C7H14OC7H14O
C7H16
C7H16O
C7H14
C12H22O
C7H12
C6H12O
Cl6Si2C2Cl6
C3F6
C6H19NSi2
C6H18OSi2

メタクリル酸グリシジル
ヒドロキシアセトアルデヒド
グリオキザール
グアヤコールメチルアミルケトン
3-ヘプタノン
ノルマルヘプタン
ヘプタノール
1-ヘプテン
2-ヘプチルシクロペンタノン
1-ヘプチン
1-ヘキセン-3-オール
ヘキサクロロジシラン

ヘキサメチルジシラザン
ヘキサメチルジシロキサン
186 / 204

CAS 番号
462-06-6
456-22-4
75-12-7

110-00-9
98-01-1
98-00-0
98-02-2
8006-61-9
141-27-5
106-24-1
105-87-3
7782-65-2
111-30-8
106-91-2
141-46-8
107-22-2
90-05-1
110-43-0
106-35-4
142-82-553535-33-4
592-76-7
137-03-1
628-71-7
4798-44-1
13465-77-5

999-97-3
107-46-0

換算
係数(10.6 eV)
0.8
2
2
0.4
0.82
2
0.5
0.8
0.6
0.7
1.2
10
0.9
1.2
5.0
1
0.8
0.7
0.8
1.6
1.7
0.9
0.8
2
0.9
8
1
0.3

換算
係数
(10.0 eV)
0.83
1
0.97
0.81
11
1.1
-

12. 付録

12-5 揮発性有機化合物（VOC）読み替えガスリスト

ガス名（表示名）
Hexamethylene diisocyanate
Hexan-2-one
HexaneHexanoic acid
Hexanol
Hexene, 1Hexenyl acetate, cis-3Hexenyl butyrate, cis-3Hexylaldehyde
Hydrazine
Hydrogen iodide
Hydrogen selenide
Hydrogen sulfide
Hydrogen telluride
Hydroxybutanal, 3Hydroxycitronellal
Hydroxyethyl acrylate
Hydroxylamine
Hydroxypropyl acrylate, 2Indene
IndoleIodineIodobenzene
Iodoethene
Iodoform
Iodomethane
Isoalkanes, C10-C13
Isoamyl acetate
Isoamyl salicilate
Isoamylene
Isobornyl acetate
Isobutane
Isobutanol

ガス名（和名）

分子式

ヘキサメチレンジイソシアネート
メチルノルマルブチルケトン
ノルマルヘキサン
n-カプロン酸
ノルマルへキシルアルコール
1-ヘキセン酢酸シス-3-ヘキセニル
酪酸シス-3-ヘキセニル
ヘキサナール
ヒドラジン
ヨウ化水素
セレン化水素
硫化水素
テルル化水素3-ヒドロキシブタナール
ヒドロキシシトロネラール
2-ヒドロキシエチルアクリレート
ヒドロキシルアミン2-ヒドロキシプロピルアクリレート
インデン
インドール
ヨウ素
ヨードベンゼン
ヨードエテン
ヨードホルムヨウ化メチル
イソアルカン （C10-C13）
酢酸イソアミルサリチル酸イソアミル
イソアミレン
酢酸イソボルニル
イソブタン
イソブチルアルコール

C8H12N2O2
C6H12O
C6H14
C6H12O2
C6H14O
C6H12
C8H14O2
C10H18O2
C6H12O
H4N2
HI
H2Se
H2S
H2Te
C4H8O2
C10H20O2
C5H8O3
H3NO
C6H10O3
C9H8
C8H7N
I2
C6H5I
C2H3I
CHI3
CH3I
C7H14O2
C12H16O3
C5H10
C12H20O2
C4H10
C4H10O
187 / 204

CAS 番号
822-06-0
591-78-6
110-54-3
142-62-1
111-27-3
592-41-6
3681-71-8
16491-36-4
66-25-1
302-01-2
10034-85-2
7783-07-5
7783-06-4
7783-09-7
107-89-1
107-75-5
818-61-1
7803-49-8
999-61-1
95-13-6
120-72-97553-56-2
591-50-4
593-66-8
75-47-8
74-88-4
68551-17-7
123-92-2
87-20-7
513-35-9
125-12-2
75-28-5
78-83-1

換算
係数(10.6 eV)
1.5
0.8
2.6
3
2
0.9
1.5
1.5
0.6
3
5
2
4
1.5
2.0
1
1.2
2
1.5
0.5
0.4
0.2
0.2
1.2
1.5
0.4
1
1.6
1
1
0.4
8
3.5

換算
係数
(10.0 eV)
0.7
13
7
1.1
1.2
1.8
0.4
0.1
6
0.86
13

12. 付録

12-5 揮発性有機化合物（VOC）読み替えガスリスト

ガス名（表示名）
Isobutyl acetate
Isobutyl acrylate
Isobutylbenzene
Isobutylene
Isobutylene epoxide
Isobutyraldehyde
Isobutyric acid
Isodecanol
Isoeugenol
Isoflurane
Isoheptane
Isojasmone
Isomenthone
Isononanal
Isononanol
Isooctane
Isooctanol
Isopentane
Isopentene
Isopentanol
Isophorone
Isophorone diisocyanate
Isoprene
Isopropanol
Isopropanolamine
Isopropoxyethanol, 2Isopropyl acetate
Isopropyl chloroformate
Isopropyl mercaptan
Isopropyl nitrite
Isopropylamine
Isopropylaminoethanol, 2Isopropylcyclohexane

ガス名（和名）

分子式

酢酸イソブチル
イソブチルアクリレート
イソブチルベンゼン
イソブチレン
イソブチレンオキシド
イソブチルアルデヒド
イソ酪酸
イソデシルアルコール
イソオイゲノール
2-メチルヘキサン
ジヒドロイソジャスモン（+）-イソメントン
3,5,5-トリメチルヘキサナール
3,5,5-トリメチル-1-ヘキサノール
2,3,4-トリメチルペンタン
イソオクタノール
イソペンタン2-メチル-1-ブテン
イソホロン
ジイソシアン酸イソホロン
イソプレン
イソプロピルアルコール
モノイソプロパノールアミン
エチレングリコールモノイソプロピルエーテル
酢酸イソプロピル
クロロ炭酸イソプロピルエステル
2-プロパンチオール
亜硝酸イソプロピル
イソプロピルアミン
2-イソプロピルアミノエタノール
イソプロピルシクロヘキサン
188 / 204

C6H12O2
C7H12O2
C10H14
C4H8
C4H8O
C4H8O
C4H8O2
C10H22O
C10H12O2
C3H2ClF5O
C7H16
C11H18O
C10H18O
C9H18O
C9H20O
C8H18
C8H18O
C5H12
C5H10
C5H12OC9H14OC12H18N2O2
C5H8
C3H8O
C3H9NOC5H12O2
C5H10O2C4H7O2Cl
C3H8S
C3H7NO2
C3H9N
C5H13NO
C9H18

CAS 番号
110-19-0
106-63-8
538-93-2
115-11-7
558-30-5
78-84-2
79-31-225339-17-7
97-54-1
591-76-4
95-41-01196-31-2
5435-64-3
3452-97-9
565-75-3
26952-21-6
78-78-4
563-46-2
78-59-1
4098-71-9
78-79-5
67-63-0
78-96-6
109-59-1
108-21-4
108-23-6
75-33-2
541-42-4
75-31-0
109-56-8
696-29-7

換算
係数(10.6 eV)
2.3
1.3
0.4
1
3
1.2
4
0.9
0.4
1.2
0.7
0.6
9.0
1.5
0.74
1.7
4.0
0.8
0.8
0.6
0.8
4.4
1.5
1.5
2.2
1.6
0.56
4
1.2
2
0.9

換算
係数
(10.0 eV)
10
5
0.4
1
15
1.4
3.2
1.0
25
1.5
8
1
1.1

12. 付録

12-5 揮発性有機化合物（VOC）読み替えガスリスト

ガス名（表示名）
Isothiazole
Isovaleraldehyde
Isovaleric acid
Isoxazole
JasmalJasmone, cisJet Fuel JP-4
Jet Fuel JP-5
Jet Fuel JP-8
Kerosene
KeteneLinalool oxide
Linalyl acetate
Maleic anhydride
MethanolMentholMenthone
Mercaptoacetic acid
Metaldehyde
Methacrylamide
Methacrylic acid
Methacrylonitrile
Methanol
Methoxy-1-butanol, 3Methoxy-1-propanol, 2Methoxy-2,2-dimethylpropane
Methoxybutyl acetate, 3Methoxyethane
Methoxyethanol, 2Methoxyethene
Methoxyethoxyethanol, 2Methoxyethyl acetate
Methoxyethyl acetate, 2Methoxyethyl ether, 2-

ガス名（和名）

分子式

イソチアゾール
イソバレルアルデヒド
イソ吉草酸
イソオキサゾール
1,3-ノナンジオールアセテート
シスジャスモン
JP-4
JP-5
JP-8
ケロシン
ケテン
2,2,6-トリメチル-6-ビニルテトラヒドロピラン-3-オール
酢酸リナリル
無水マレイン酸
メントル
メントン
チオグリコール酸
メタアルデヒド
メタクリルアミド
メタクリル酸
メタクリロニトリル
メチルアルコール
3-メトキシ-1-ブタノール
2-メトキシ-1-プロパノール
1-メトキシ-2,2-ジメチルプロパン
酢酸メトキシブチル
エチルメチルエーテル
エチレングリコールモノメチルエーテル
ビニルメチルエーテル
ジエチレングリコールモノメチルエーテル
エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート
ジエチレングリコールジメチルエーテル
189 / 204

C3H3NS
C5H10OC5H10O2C3H3NOC11H22O3
C11H16O

C2H2O
C10H18O2
C12H20O2
C4H2O3
CH4O
C10H20OC10H18O
C2H4O2S
C8H16O4C4H7NOC4H6O2
C4H5N
CH4O
C5H12O2
C4H10O2
C6H14OC7H14O3C3H8O
C3H8O2C3H6O
C5H12O3
C5H10O3
C5H10O3
C6H14O3

CAS 番号
288-16-4
590-86-3
503-74-2
288-14-2
1322-17-4
488-10-8

8008-20-6
463-51-4
14049-11-7
115-95-7
108-31-6
1490-04-6
89-80-5
68-11-1
108-62-3
79-39-0
79-41-4
126-98-7
67-56-1
2517-43-3
1589-47-5
1118-00-94435-53-4
540-67-0
109-86-4
107-25-5
111-77-3
110-49-6
111-96-6

換算
係数(10.6 eV)
3
1.3
3.0
6
1.4
0.5
0.8
0.7
0.7
0.8
3
0.6
0.9
2
0.5
0.4
1
2.0
2.0
2.3
5
200
3
2
0.7
2
1.0
2.7
1
1.4
2.7
0.8

換算
係数
(10.0 eV)
1.5
25
0.7
0.6
0.6
0.7
-

12. 付録

12-5 揮発性有機化合物（VOC）読み替えガスリスト

ガス名（表示名）

ガス名（和名）

分子式

Methoxymethylethoxy-2-propanol
Methoxypropan-2-ol, 1Methoxypropane, 2Methoxypropyl acetate
Methyl 2-methylpropanoate
Methyl acetate
Methyl acetoacetate
Methyl acrylate
Methyl anthranilate
Methyl benzoate
Methyl bromide
Methyl cyanoacrylate
Methyl dimethylacrylate
Methyl ethyl ketone
Methyl ethyl ketone peroxides
Methyl heptyne carbonate
Methyl ionone
Methyl isobutyl ketone
Methyl isocyanate
Methyl isopropyl ketone
Methyl isothiocyanate
Methyl mercaptan
Methyl methacrylate
Methyl perfluorobutyl ether
Methyl phenyl acetate
Methyl propargyl ether
Methyl propionate
Methyl propynoate
Methyl salicylate
Methyl sulfide
Methyl tert-butyl ether
Methyl thiocyanate
Methyl thioglyconate

ジプロピレングリコールモノメチルエーテル
プロピレングリコールモノメチルエーテル
2-メトキシプロパン
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート
イソ酪酸メチル
酢酸メチル
アセト酢酸メチル
アクリル酸メチル
アンスラニル酸メチル
安息香酸メチル
臭化メチル
3,3-ジメチルアクリル酸メチル
メチルエチルケトン
メチルエチルケトンパーオキサイド
2-オクチン酸メチル
メチルヨノンメチルイソブチルケトン
メチルイソシアナート
メチルイソプロピルケトン
メチルイソチオシアネート
メチルメルカプタン
メタクリル酸メチル
フェニル酢酸メチル
メチルプロパルギルエーテル
プロピオン酸メチル
プロピオル酸メチル
サリチル酸メチル
硫化ジメチル
メチルターシャルブチルエーテル
チオシアン酸メチル
チオグリコール酸メチル
190 / 204

C7H16O3
C4H10O2
C4H10OC6H12O3
C5H10O2C3H6O2C5H8O3C4H6O2C8H9NO2C8H8O2CH3Br
C5H5O2N
C6H10O2
C4H8O
C8H18O6
C9H14O2
C14H22OC6H12OC2H3NOC5H10OC2H3NSCH4S
C5H8O2C5H3F9O
C9H10O2
C4H6O
C4H8O2C4H4O2C8H8O3C2H6S
C5H12OC2H3NSC3H6O2S

CAS 番号
34590-94-8
107-98-2
598-53-8
108-65-6
547-63-7
79-20-9
105-45-3
96-33-3
134-20-3
93-58-3
74-83-9924-50-5
78-93-3
1338-23-4
111-12-6
1335-46-2
108-10-1
624-83-9
563-80-4
556-61-6
74-93-1
80-62-6
101-41-7
627-41-8
554-12-1
922-67-8
119-36-8
75-18-3
1634-04-4
556-64-92365-48-2

換算
係数(10.6 eV)
1.3
2
0.9
1.2
2
5.2
3
3.4
0.4
1.2
1.9
2.5
0.8
0.8
1.3
0.4
0.8
5
0.8
0.6
0.7
1.6
0.4
2
1.5
10
0.8
0.5
0.8
2
1

換算
係数
(10.0 eV)
2.7
2.1
80
2
1.01
0.96
0.6
2.1
36
0.7
1.02
-

12. 付録

12-5 揮発性有機化合物（VOC）読み替えガスリスト

ガス名（表示名）
Methyl undecanal, 2Methyl vinyl ketone
Methyl-1-butene, 3Methyl-2-butanol, 3Methyl-2-hexenoic acid, trans-3Methyl-2-propen-1-ol, 2Methyl-2-pyrrolidinone, NMethyl-5-hepten-2-one, 6Methylamine
Methylbutan-1-ol, 3Methylbutanal, 2Methylbutanol
Methylbutyric acid, 2Methylchloroformate
Methylcyclohexane
Methylcyclohexanol
Methylcyclohexanol, 4Methylcyclohexanone, 2Methylcyclopentane
Methylenepentane, 3Methylheptan-3-one, 5Methylhexan-2-one, 5Methylhydrazine
Methylpent-3-en-2-one, 4Methylpentan-2-ol, 4Methylpentane, 2Methylpentane, 3Methylpentane-2,4-diol, 2Methylpropanoyl chloride, 2Methylpyrrole, NMethylstyrene
Methylthiopropional, 3Mineral oil

ガス名（和名）

分子式
C12H24O
C4H6O
C5H10
C5H12OC7H12O2
C4H8O
C5H9NOC8H14O
CH5N
C5H12OC5H10OC5H12OC5H10O2C2H3O2Cl
C7H14
C7H14OC7H14OC7H12O
C6H12
C6H12
C8H16OC7H14O
CH6N2
C6H10OC6H14O
C6H14
C6H14
C6H14O2C4H7ClO
C5H7N
C9H10
C4H8OS2-メチルウンデカナール
メチルビニルケトン
3-メチル-1-ブテン
3-メチル-2-ブタノール
トランス-3-メチル-2-ヘキセン酸
β-メタリルアルコール
N-メチル-2-ピロリドン
6-メチル-5-ヘプテン-2-オン
モノメチルアミン
イソアミルアルコール
2-メチルブチルアルデヒド
2-メチルブタノール
DL-2-メチル酪酸
メチルシクロヘキサン
メチルシクロヘキサノール
4-メチルシクロヘキサノール
2-メチルシクロヘキサノン
メチルシクロペンタン
2-エチル-1-ブテン
5-メチル-3-ヘプタノン
メチルイソアミルケトン
モノメチルヒドラジン
メシチルオキサイド
4-メチル-2-ペンタノール
2-メチルペンタン
3-メチルペンタン
2-メチルペンタン-2,4-ジオール
イソブチリルクロライド
1-メチルピロール
ビニルトルエン3-メチルチオプロピオンアルデヒド
ミネラルオイル
191 / 204

CAS 番号
110-41-8
78-94-4
563-45-1
598-75-4
27960-21-0
513-42-8
872-50-4
110-93-0
74-89-5
123-51-3
96-17-3
137-32-6
116-53-0
108-87-2
25639-42-3
589-91-3
583-60-8
96-37-7760-21-4
541-85-5
110-12-3
60-34-4
141-79-7
108-11-2
107-83-5
96-14-0
107-41-5
79-30-1
96-54-8
25013-15-4
3268-49-3
8042-47-5

換算
係数(10.6 eV)
1.1
0.6
0.8
3.3
1.5
1.1
0.9
0.8
1.4
3
1.5
1.5
3.5
1.1
2.4
2.4
1
1.5
0.8
0.8
0.8
1.3
0.7
2.8
1.5
1.5
4
6
0.5
0.5
2
0.8

換算
係数
(10.0 eV)
1.6
0.76
10
1.3
20
1
0.88
0.91
0.66
3
34
24
0.8
0.5
0.7

12. 付録

12-5 揮発性有機化合物（VOC）読み替えガスリスト

ガス名（表示名）
Mineral spirits
Monoisobutanolamine
Morpholine
MyrceneNaphtha, hydrotrated heavy
Naphthalene
Naphthol methyl ether, 2Neopentane
Neopentyl alcohol
Nitric oxide
Nitrobenzene
Nitroethane
Nitrogen dioxide
Nitromethane
Nitropropane, 2N-Methylolacrylamide
NonaneNonanol (mixed isomers)
Nonene (mixed isomers)
Nonene, 1Norbornadiene, 2,5Octamethyltrisiloxane
OctaneOctanol (mixed isomers)
Octene (mixed isomers)
Octene, 1Oxalyl bromide
Oxydiethanol, 2,2Paraffin wax, fume
Paraffins, normal
Paraldehyde
Pentacarbonyl iron
Pentan-2-one
Pentan-3-one

ガス名（和名）

分子式

ミネラルスピリット
2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール
モルホリン
ミルセン
水素化精製重質ナフサ
ナフタレン
β-ナフチルメチルエーテル
ネオペンタン
2,2-ジメチル-1-プロパノール
一酸化窒素
ニトロベンゼンC4H11NOC4H9NOC10H16
CnH(2n+2)
C10H8
C11H10O
C5H12
C5H12ONO
C6H5NO2C2H5NO2
NO2
CH3NO2C3H7NO2C4H7NO2
C9H20
C9H20O
C9H18
C9H18
C7H8
C8H24O2Si3
C8H18
C8H18O
C8H16
C8H16
C2Br2O2
C4H10O3二酸化窒素

N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド
ノナン
n-ノナノールノネン
1-ノネン
ビシクロヘプタジエン
オクタメチルトリシロキサン
ノルマルオクタン
1-オクタノール
オクテン
1-オクテン
オキサリルジブロマイド
ジエチレングリコール
パラフィンワックス
ノルマルパラフィン
パラアルデヒド
鉄カルボニル
2-ペンタノン
ジエチルケトン

C6H12O3FeC5O5C5H10OC5H10O
192 / 204

CAS 番号
64475-85-0
124-68-5
110-91-8
123-35-3
64742-48-9
91-20-3
93-04-9463-82-1
75-84-3
10102-43-9
98-95-3
10102-44-0

924-42-5
111-84-2
143-08-827215-95-8
124-11-8
121-46-0
107-51-7
111-65-9
111-87-525377-83-7
111-66-0
15219-34-8
111-46-6
8002-74-2
64771-72-8
123-63-7
13463-40-6
107-87-9
96-22-0

換算
係数(10.6 eV)
0.8
1.6
2
0.5
1.0
0.4
0.5
3.0
2.0
8
1.7
10
2.0
1.3
1.2
0.8
0.55
0.6
0.3
1.3
1.5
0.9
0.58
5
2.0
1
1
2.0
1
0.8
0.8

換算
係数
(10.0 eV)
0.7
2
0.4
4.7
0.70
7
1.1
4.8
1.03
0.75

12. 付録

12-5 揮発性有機化合物（VOC）読み替えガスリスト

ガス名（表示名）Pentanal
Pentandione, 2,4Pentane
Pentanoic acidPentanol, 2Pentanol, 3Pentene, 1Pentylcyclopentan-1-one, 2Pentylcyclopentane
Pentyne, 1Peracetic acid
Perfluorobutadiene
Perfluoro-tert-butylamine
Petroleum ether
Phellandrene
Phenethyl methyl ether, 2Phenol
Phenoxyethanol, 2Phenyl chloroformate
Phenyl ethyl isobutyrate, 2Phenyl propene, 2Phenyl-2,3-epoxypropyl ether
Phenylacetaldehyde
Phenylacetic acidPhenylcyclohexane
Phenylethyl acetate, 1Phenylethyl alcohol, 2Phosphine
Picoline, 3Pine oil
Pinene, αPinene, βPiperazine

ガス名（和名）

分子式
C5H10OC5H8O2
C5H12
C5H10O2
C5H12OC5H12O
C5H10
C10H18O
C10H20
C5H8
C2H4O3
C4F6
C4H2F9N

ペンタナール
2,4-ペンタンジオン
ノルマルペンタン
吉草酸
2-ペンタノール
3-ペンタノール
1-ペンテン
2-ペンチル-1-シクロペンタノン
ペンチルシクロペンタン
1-ペンチン
過酢酸
ヘキサフルオロ-1,3-ブタジエン
パーフルオロターシャルブチルアミン
石油エーテル
パラメンタ-1,5-ジエン
2-フェニルエチルメチルエーテル
フェノール
2-フェノキシエタノール
クロロぎ酸フェニル
イソ酪酸 2-フェニルエチル
α-メチルスチレン
グリシジルフェニルエーテル
フェニルアセトアルデヒド
フェニル酢酸
フェニルシクロヘキサン
酢酸 1-フェニルエチル
β-フェニルエチルアルコール
ホスフィン
β-ピコリン
パインオイル
α-ピネン
β-ピネン
無水ピペラジン

C10H16
C9H12O
C6H6O
C8H10O2C7H5ClO2
C12H16O2
C9H10
C9H10O2
C8H8O
C8H8O2
C12H16
C10H12O2
C8H10O
PH3
C6H7N
C10H16
C10H16
C4H10N2
193 / 204

CAS 番号
110-62-3
123-54-6
109-66-0
109-52-4
6032-29-7
584-02-1
109-67-1
4819-67-4
3741-00-2
627-19-0
79-21-0685-63-2
2809-92-9
8032-32-4
99-83-23558-60-9
108-95-2
122-99-6
1885-14-9
103-48-0
98-83-9
122-60-1
122-78-1
103-82-2
827-52-1
93-92-5
60-12-87803-51-2
108-99-6
8002-09-3
80-56-8
127-91-3
110-85-0

換算
係数(10.6 eV)
1.2
0.8
5
4
1.5
1.5
1.3
1
1.1
3
2
3
5
0.9
0.8
0.6
1.2
0.5
1.1
1.5
0.4
0.8
0.7
1
0.4
0.7
1.2
2
0.9
1
0.27
0.27
0.8

換算
係数
(10.0 eV)
1.75
0.85
52
16
3.5
1.00
1.1
10
0.4
0.8
0.48
0.59
-

12. 付録

12-5 揮発性有機化合物（VOC）読み替えガスリスト

ガス名（表示名）
Piperidine
Piperylene
Prop-2-yn-1-ol
Propadiene
Propan-1-ol
Propanamide
PropanePropane-1,2-diol
Propanolamine
Propargyl chloride
Propen-1-imine, 2Propene
Propiolic acid
Propionaldehyde
Propionic acid
Propionitrile
Propoxy-2-propanol, 1Propyl acetate, nPropyl benzene
Propyl benzene, 2Propyl butanoate
Propyl formate
Propyl iodide
Propylamine, n-

ガス名（和名）105-66-8
110-74-7
107-08-4
107-10-8

換算
係数(10.6 eV)
0.9
0.7
2.9
1
4.8
2
3
1.5
2
2
1.4
8
1.7
8
1.1
2.5
0.5
2.3
10
1
1

換算
係数
(10.0 eV)
0.8
1.0
40
2
1.6
17
0.55
2.7
-

C9H12

74296-31-4

0.45

-

C4H6O3
C7H14O3C3H6O
C3H7N
C3H7NO3C3H4
C4H4N2
C5H5N

108-32-7
98516-30-4
75-56-975-55-8

2
1.2
2.7
1.3
4
3
0.8

0.87

分子式

ピペリジン
1,3-ペンタジエン
2-プロピン-1-オール
プロパンジエンノルマルプロピルアルコール
プロピオン酸アミド
プロピレングリコール
3-アミノ-1-プロパノール
プロパルギルクロライド
2-プロペン-1-イミン
プロピレン
プロピオル酸プロピオンアルデヒド
プロピオン酸
プロピレングリコールモノプロピルエーテル
酢酸ノルマルプロピル
1-フェニルプロパン

酪酸プロピル
ギ酸プロピルヨウ化 n-プロピル
ノルマルプロピルアミン
プロピルベンゼン
Propylbenzene (all isomers)（オールアイソマー）
Propylene carbonate
プロピレンカーボネート
Propylene glycol ethyl ether acetate プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート
Propylene oxide
酸化プロピレン
Propyleneimine
プロピレンイミン
Propylnitrate, nPropyne
メチルアセチレン
Pyrazine
ピラジン
Pyridine
ピリジン
194 / 204

C5H11N
C5H8
C3H4O
C3H4
C3H8O
C3H7NO
C3H8
C3H8O2C3H9NOC3H3ClC3H5N
C3H6C3H2O2C3H6O
C3H6O2C3H5NOC6H14O2
C5H10O2C9H12C9H12C7H14O2C4H8O2C3H7I
C3H9N

CAS 番号
110-89-4
504-60-9
107-19-7
463-49-0
71-23-8
79-05-0
57-55-6
156-87-6
624-65-7
73311-40-7
115-07-1
471-25-0
123-38-6
79-09-4
1569-01-3
109-60-4
103-65-1

74-99-7
290-37-9
110-86-1

12. 付録

12-5 揮発性有機化合物（VOC）読み替えガスリスト

ガス名（表示名）
Pyridinol, 4Pyridylamine, 2Pyrrole
Pyrrolidine
Pyruvaldehyde
Rose oxide, cisSec-amyl acetate
Sevoflurane
StibineStyreneSulfur dioxide
Terpineol, αTerpinolene
Terpinyl acetate, αTert-amyl methyl ether
Tert-butanol
Tert-butyl bromide
Tert-butyl formate
Tetrachloroethane, 1,1,1,2Tetrachloroethane, 1,1,2,2Tetrabromoethane, 1,1,2,2Tetracarbonylnickel
Tetrachloroethylene
Tetrachloropyridine, 2,3,5,6Tetraethyl orthosilicate
Tetraethyllead
Tetrafluoroethylene
Tetrahydrofuran
Tetrahydronaphthalene
Tetrahydropyran
Tetrahydrothiophene
Tetramethyl orthosilicate
Tetramethyl succinonitrile
Tetramethylbenzene (all isomers)

ガス名（和名）

分子式4-ヒドロキシピリジン
2-アミノピリジン
ピロール
ピロリジン
メチルグリオキサール
4-メチル-2-（2-メチル-1-プロペニル）テトラヒドロピラン
酢酸 sec-アミル
スチビン
スチレン
α-テルピネオール
テルピノレン
酢酸テルピニル
2-メチル-2-メトキシブタン
ターシャルブチルアルコール
2-ブロモ-2-メチルプロパン
ギ酸ターシャルブチル

1,1,2,2-テトラブロモエタン
ニッケルカルボニル
パークロロエチレン
2,3,5,6-テトラクロロピリジン
テトラエトキシシラン
四フッ化エチレン
テトラヒドロフラン
テトラヒドロナフタリン
テトラヒドロピラン
テトラヒドロチオフェン
テトラメトキシシラン
テトラメチルコハク酸ニトリル
1,2,4,5-テトラメチルベンゼン
195 / 204

C5H5NOC5H6N2C4H5N
C4H9N
C3H4O2
C10H18O
C7H14O2C3H3F7O
SbH3
C8H8
SO2
C10H18O
C10H16
C12H20O2
C6H14OC4H10OC4H9Br
C5H10O2C2H2Cl4
C2H2Cl4
C2H2Br4
NiC4O4
C2Cl4
C5HCl4N
C8H20O4Si
C8H20Pb
C2F4
C4H8O
C10H12
C5H10O
C4H8S
C4H12O4Si
C8H12N2
C10H1479-27-6
13463-39-3
127-18-4
2402-79-1
78-10-4

換算
係数(10.6 eV)
3
0.8
0.6
0.4
0.7
0.8
2
1.5
0.35
0.8
0.59
1.2
0.8
2.6
1.5
8
2
1
0.44
1
2

換算
係数
(10.0 eV)
20
0.52
0.9
2.8
1.6
0.33
3

116-14-3
109-99-9
119-64-2
142-68-7
110-01-0
681-84-5
3333-52-6
95-93-2

15
0.8
0.4
3
0.6
2.0
1
0.3

0.5
-

CAS 番号
626-64-2
504-29-0
109-97-7
123-75-1
78-98-8
16409-43-1
626-38-0
7803-52-3
100-42-5
98-55-5
586-62-9
80-26-2
994-05-8
75-65-0507-19-7
762-75-4

12. 付録

12-5 揮発性有機化合物（VOC）読み替えガスリスト

ガス名（表示名）
Tetramethylbutane, 2,2,3,3Tetramethylgermane
Tetramethylguanidine, N,N,N',N'
Tetramethylsilane
Thioacetic acidThiocarbonyl fluoride
Thiocyanogen
Thioformaldehyde trimer
Thiophene
Thiophosgene
ThymolTitanium-n-propoxide
TolueneToluene-2,4-diisocyanate
Toluenesulfonyl chloride, pToluidine, oTolylaldehyde, pTriazine, 1,3,5Tributyl phosphate
Tributylamine
Trichlorobenzene, 1,2,4Trichloro-2-fluoroethane, 1,1,2Trichloroethane, 1,1,1Trichloroethane, 1,1,2Trichloroethylene
Trichloropropane 1,2,3Trichlorotrifluoroethane, 1,1,1Trichlorotrifluoroethane, 1,1,2Triethyl phosphate
Triethyl silane
Triethylamine
Triethylbenzene
Triethylene aluminum
Trifluoroethane, 1,1,2-

ガス名（和名）

分子式

2,2,3,3-テトラメチルブタン
テトラメチルゲルマニウム
1,1,3,3-テトラメチルグアニジン
テトラメチルシラン
チオ酢酸
ジフルオロメタンチオン
チオシアノーゲン
1,3,5-トリチアン
チオフェン
チオホスゲンチモール
テトラプロポキシチタン(IV)トルエン
2,4-トルエンジイソシアネート
パラトルエンスルホニルクロライド
o-トルイジン
パラトルアルデヒド
1,3,5-トリアジン
トリブチルホスフェート
トリブチルアミン
1,2,4-トリクロロベンゼン

C8H18
C4H12Ge
C5H13N3
C4H12SiC2H4OSCSF2
C2S2N2C3H6S3
C4H4S
CSCl2
C10H14O
C12H28O4Ti
C7H8
C9H6N2O2
C7H7SO2Cl
C7H9N
C8H8O
C3H3N3
C12H27O4P
C12H27N
C6H3Cl3
C2H2Cl3F
C2H3Cl3
C2H3Cl3
C2HCl3C3H5Cl3
C2Cl3F3
C2Cl3F3
C6H15O4P
C6H16Si
C6H15NC12H18
C6H15AlC2H3F3トリクロロエチレン

トリエチルホスフェート
トリエチルシラン
トリエチルアミン
トリエチルベンゼン
トリエチルアルミニウム

196 / 204

CAS 番号
594-82-1
865-52-1
80-70-6
75-76-3
507-09-5
420-32-6
505-14-6
291-21-4
110-02-1
463-71-8
89-83-83087-37-4
108-88-3
584-84-9
98-59-995-53-4
104-87-0
290-87-9
126-73-8
102-82-9
120-82-1

79-01-6

78-40-0
617-86-7
121-44-8
25340-18-5
97-93-8

換算
係数(10.6 eV)
1
2
0.6
2
2
6
8
1.5
0.4
1
0.7
3
0.5
1.6
3
0.5
0.8
6
5
1.2
0.6
0.7
3.5
2
0.9
0.35
1
-

換算
係数
(10.0 eV)
0.5
0.60
0.6
0.5
0.8
1.1
-

12. 付録

12-5 揮発性有機化合物（VOC）読み替えガスリスト

ガス名（表示名）
Trifluoroethanol, 2,2,2Trifluoroethene
Trifluoroethyl methyl ether, 2,2,2Trifluoroiodomethane
Trimethoxymethane
Trimethoxyvinylsilane
Trimethylamine
Trimethylbenzene mixtures
Trimethylbenzene, 1,3,5Trimethylborate
Trimethylcyclohexane, 1,2,4Trimethylene oxide
Trimethylsilane
Trioxane
Turpentine
TVOC
Undecane
Vanillin
Vinyl acetate
Vinyl bromide
Vinyl chloride
Vinyl ethyl ether
Vinyl fluoride
Vinyl-2-pyrrolidinone, 1Vinylcyclohexene
Vinylene carbonate
Vinylidene difluoride
Vinylsilane
Xylene mixed isomers
Xylene, mXylene, oXylene, pXylidine, all

ガス名（和名）

分子式

トリフルオロエチレン
2,2,2-トリフルオロエチルメチルエーテル
イオドトリフルオロメタン
オルソギ酸メチル
ビニルトリメトキシシラン
トリメチルアミン
トリメチルベンゼン（異性体混合物）
トリメチルベンゼン
トリメチルボレート
1,2,4-トリメチルシクロヘキサン
トリメチレンオキシド
トリメチルシラン
1,3,5-トリオキサン
テレピン油
総揮発性有機化合物
ノルマルウンデカン
バニリン
酢酸ビニル
ビニルブロマイド
塩化ビニル
エチルビニルエーテル
ビニルフルオリド
N-ビニル-2 ピロリドン
ビニルシクロヘキセン
炭酸ビニレン
フッ化ビニリデンモノマー
ビニルシランキシレン
メタキシレンオルトキシレン
パラキシレンキシリジン（混合物）
197 / 204

CAS 番号

C2H3F3O
C2HF3C3H5F3O
CF3I
C4H10O3
C5H12O3Si
C3H9N
C9H12
C9H12
C3H9BO3C9H18
C3H6O
C3H10SiC3H6O3
C10H16359-11-5
460-43-5
2314-97-8
149-73-5
2768-02-7
75-50-3
25551-13-7
108-67-8
121-43-7
2234-75-5
503-30-0
993-07-7
110-88-3
9005-90-7

C11H24C8H8O3C4H6O2C2H3BrC2H3Cl
C4H8O
C2H3F
C6H9NO
C8H12
C3H2O3C2H2F2C2H6Si
C8H10
C8H10
C8H10
C8H10
C8H11N

1120-21-4
121-33-5
108-05-4
593-60-2
75-01-4
109-92-2
75-02-5
88-12-0
100-40-3
872-36-6
75-38-77291-09-0
1330-20-7
108-38-3
95-47-6
106-42-3
1300-73-8

換算
係数(10.6 eV)
5
10
2
1
1.0
0.5
0.3
0.4
1
1
1.5
1
2
0.6
1
0.9
1
1.1
1.5
2.1
0.6
2
0.9
0.7
1
5
1.5
0.40
0.4
0.6
0.4
0.7

換算
係数
(10.0 eV)
10
0.5
0.3
0.5
1
3.1
1.77
0.9
1.9
0.95
3.3
0.7
5
0.59
0.53
0.6
0.59
0.6

12. 付録

12-6 定電位電解式センサの干渉一覧

12-6 定電位電解式センサの干渉一覧
定電位電解式の酸素用センサおよび毒性ガス用センサの干渉一覧を示します。
ここに示す値は新品のセンサおよびフィルターを用いて実験室環境で測定した代表値です。センサおよびフィルターの消耗状態、温度や湿度などの現場環境により干渉影響は変動するため、実際の値と異なる場合があります。干渉の有無および影響の度合いの参考としてご利用ください。

注意 干渉が大きいガスが存在する環境で測定を行った場合、誤警報を発する可能性があります。

＜ESR-X13P（O2）＞
ガス名

化学式

ガス濃度

指示値

水素
一酸化炭素
二酸化硫黄
硫化水素

H2
CO
SO2
H2S

2 vol%
2980 ppm
1010 ppm
292 ppm-2.8 % O2
0.2 % O2
0.3 % O2
0.1 % O2

メタン
イソブタン

CH4
HC(i-C4H10)

50 vol%50 vol%-0.03 % O2
-0.14 % O2

＜ESR-A13i（H2S）＞
ガス名

化学式

ガス濃度

指示値

二酸化硫黄

SO2

25.0 ppm

0.0 ppm

塩化水素

HCl

3.2 ppm

0.0 ppm

アンモニア

NH3

38.6 ppm

0.0 ppm

オゾン

O30.48 ppm

0.0 ppm

塩素Cl22.0 ppm

0.0 ppm

メタン

CH41.26 vol%0.0 ppm

イソブタン

HC(i-C4H10)

0.45 vol%0.0 ppm

イソブチレン

C4H81000 ppm

0.1 ppm

ガス名

化学式

ガス濃度

指示値

水素

H2

100 ppm

ニ酸化硫黄

SO2

30 ppm

0 ppm

硫化水素

H2S

30 ppm0 ppm＜ESR-A13P（CO）＞
11 ppm塩化水素

HCl11.7 ppm-1 ppm

シアン化水素HCN

1.8 ppm-1 ppm

アンモニア

NH3

255 ppm

1 ppm

オゾン

O3

1.8 ppm

0 ppm

塩素

Cl2

0.8 ppm

0 ppm

メタン

CH3

1.25 vol%

0 ppm

イソブタン

HC(i-C4H10)

0.45 vol%-1 ppm

198 / 204

12. 付録

12-6 定電位電解式センサの干渉一覧＜ESF-A24R2（H2S）＞
ガス名

化学式

ガス濃度

指示値

一酸化炭素

CO

3020 ppm

182 ppm

二酸化炭素

CO2

20 vol%-1 ppm

二酸化硫黄

SO2

100 ppm

20 ppm-2 ppm塩化水素

HCl

15 ppm

アンモニア

NH3

400 ppm

1 ppm

オゾン

O3

1.1 ppm-1 ppm塩素

Cl25.0 ppm

1 ppm＜ESF-B242（NH3）＞
ガス名

化学式

ガス濃度

二酸化炭素

CO2

2500 ppm

指示値
1.8 ppm

二酸化硫黄

SO2

10 ppm-5.3 ppm

硫化水素

H2S

3.0 ppm-2.5 ppm

塩化水素

HCl

3.2 ppm-2.6 ppm

オゾン

O3

2.2 ppm

4.5 ppm

塩素Cl21.6 ppm-0.8 ppm＜ESF-C930（Cl2）＞
ガス名

化学式

ガス濃度

一酸化炭素

CO

2970 ppm

指示値
0.00 ppm

二酸化炭素

CO2

2500 ppm

0.01 ppm

硫化水素

H2S

8.0 ppm-0.04 ppm

塩化水素

HCl

15 ppm

0.02 ppm

シアン化水素HCN

7.8 ppm-0.01 ppm

アンモニア

NH3

75 ppm

-0.02 ppm

オゾン

O3

2.4 ppm

0.24 ppm

メタン

CH4

100 vol%-0.02 ppm

指示値

＜ESF-B249（O3）＞
ガス名

化学式

ガス濃度

一酸化炭素

CO

2950 ppm

0.00 ppm

二酸化炭素

CO2

2500 ppm

0.02 ppm

二酸化硫黄

SO2

0.50 ppm

0.01 ppm

硫化水素

H2S

1.0 ppm-0.04 ppm

塩化水素

HCl

15 ppm

0.58 ppm

アンモニア

NH3

75 ppm-0.06 ppm

塩素Cl21.5 ppm

2.01 ppm

メタン

CH450000 ppm

0.00 ppm

199 / 204

12. 付録

12-6 定電位電解式センサの干渉一覧＜ESF-A24E2（HCl）＞
ガス名

化学式

ガス濃度

一酸化炭素

CO

2950 ppm

指示値
0.07 ppm

二酸化炭素

CO2

50000 ppm

-0.02 ppm

二酸化硫黄

SO2

10 ppm0.34 ppm

硫化水素

H2S

1.6 ppm

1.14 ppm

アンモニア

NH3

400 ppm-0.19 ppm

オゾン

O3

2.4 ppm-0.05 ppm

塩素Cl22.5 ppm

0.40 ppm

メタン

CH425000 ppm

-0.01 ppm

＜ESF-A24D4（SO2）＞
ガス名

化学式

ガス濃度

指示値

一酸化炭素

CO

3020 ppm

16.4 ppm

二酸化炭素

CO2

20 vol%0.1 ppm

硫化水素

H2S

1010 ppm

0.7 ppm

塩化水素

HCl

15 ppm0.1 ppm

アンモニア

NH3

400 ppm-0.1 ppm-0.8 ppm

オゾンO3

1.1 ppm

塩素Cl25.0 ppm

0.1 ppm

メタン

CH4

100 vol%-0.1 ppm＜ESF-A24D（HCN）国内防爆仕様＞
ガス名

化学式

ガス濃度

指示値

一酸化炭素

CO

3040 ppm

15.5 ppm

二酸化炭素

CO2

20 vol%0.3 ppm

二酸化硫黄

SO2

6.0 ppm

20.4 ppm

硫化水素

H2S

1.0 ppm

3.6 ppm

塩化水素

HCl

15 ppm16.1 ppm

アンモニア

NH3

400 ppm

0.3 ppm

オゾン

O31.8 ppm-8.5 ppm

塩素Cl21.5 ppm-2.9 ppm

メタン

CH4

100 vol%

0.4 ppm

200 / 204

12. 付録

12-7 電波法認証について

12-7 電波法認証について
本器は以下表の通り、各国、地域の電波法の適合と認証を取得しております。
以下の行為は電波法で禁止されています。禁止行為を行った場合はユーザーまたは販売者が罰せられます。
 電波法を取得していない国や地域で使用すること
 電波法を取得していない国や地域に向けて販売すること
 本器を分解や改造すること
 本器の認証ラベルを剥がすこと
また、本器を海洋上の船内で使用する場合、適用される電波法は領海の沿岸国が該当します。その場合でも電波法を取得していない国や地域で使用する事は禁止されています。
本器の使用周波数帯（2.4 GHz）では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局が運用されていない事を確認してください。万が一本器から移動体識別用の無線局に対して電波干渉が発生した場合には、使用する場所を変更するか、電波の発射を停止するなどの電波混信防止の処置等を実施してください。
無線仕様
無線通信

プロトコル：Bluetooth Low Energy
バージョン：Ver 4.2
周波数：2402 MHz ～ 2480 MHz
変調：FSK
出力：最大 6dBm

電波法認証
(国・エリア)内容

電波法(Japan)

本器は電波法に基づいて技術基準適合証明を受けた無線設備を内蔵しています。従って
本器をご使用になる場合に無線局の免許は不要です。

工事設計認証認可番号：001-A07864無線周波数：2402MHz ～ 2480MHz 最大無線出
力：6dBmRE Directive (EUCountries)

FCC compliance(United States)

We declare that this equipment complies with the basic requirements of Directive
2014/53/EU and other relevant provisions. Connect to thenetwork with radio waves offrequency 2.4 GHz band and maximum output 6dBm.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to thefollowing two conditions: (1) This device may not causeharmful interference, and (2)this device must accept any interferencereceived, including interference that may
cause undesired operation.
FCC CAUTION
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible forcompliance could void the user’s authority to operatethe equipment.

201 / 204

12. 付録

12-7 電波法認証について

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a ClassA digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed toprovide reasonable protection against harmful interference when the equipment is
operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and canradiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in aresidential area is likely to cause harmful interferencein which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

IC compliance(Canada)This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure
Guidelines. This equipment has very low levels of RF energy that is deemed tocomply without testing of specific absorptionrate (SAR).
This device complies with Industry Canada’s licence-exempt RSSs.Operation is
subject to the following two conditions:This device may not cause interference; andThis device must accept any interference, including interferencethat may cause
undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux
appareils radio exempts de licence. L’exploitation estautorisée aux deux conditions
suivantes :l’appareil ne doit pas produire de brouillage;
l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectriquesubi, même si lebrouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth foran uncontrolledenvironment and meets RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. Thisequipment has very low levels ofRF energy that is deemed to comply without testingof specific absorption rate (SAR).
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements énoncées
pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d’exposition auxfréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l’IC. Cet équipement émet une énergie
RF très faible qui est considérée comme conforme sans évaluation du débit
d’absorptionspécifique (DAS).

ACMA(AUSTRALIA)

MODEL：GX-9000,GX-9000H

202 / 204

12. 付録

12-8 保証規定

12-8 保証規定
12-8-1 製品保証
1. 取扱説明書や本体貼り付けラベルなどの注意事項に従った正常な使用状態で、お買い上げの日から 3 年以内に故障した場合には無料修理いたします。
2. 修理やメンテナンスなどアフターサービスについては、本社営業部または最寄りの営業所などにお問合せください。
3. 遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する実費を申し受けます。
4. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
（イ） 使用上の誤りおよび不当な修理または改造による故障および損傷（ロ） 弊社および弊社指定のサービス代理店以外で修理または改造された場合の故障および損傷（ハ） お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、転倒、落下、保管上の不備などによる故障および損傷（ニ） 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、異常電圧、定格外の使用電源（電圧、周波数）などの外部要因による故障および損傷（ホ） 故障の原因が本製品以外に起因する場合（ヘ） 消耗部品（フィルター・電池など）の交換

12-8-2 センサ保証
1. 取扱説明書や本体貼り付けラベルなどの注意事項に従った正常な使用状態で、お買い上げの日または、センサ
有料交換日から＜センサ保証年数一覧＞に記載する年数以内に故障した場合には無料交換いたします。ただし、購入日または、センサ有料交換日から年 1 回以上の点検をセンサ保証の条件といたします。
2. 修理やメンテナンスなどアフターサービスについては、本社営業部または最寄りの営業所などにお問合せください。
3. 遠隔地への出張交換を行った場合は、出張に要する実費を申し受けます。
4. 保証期間内でも、次の場合には有料交換となります。
（イ） 取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの注意事項を守らずに使用した場合（ロ） 弊社および弊社指定のサービス代理店以外で修理または改造された場合の故障および損傷（ハ） お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、転倒、落下、保管上の不備などによる故障および損傷（ニ） 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、異常電圧、定格外の使用電源（電圧、周波数）などの外部要因による故障および損傷（ホ） 故障の原因が本製品以外に起因する場合

203 / 204

12. 付録

12-8 保証規定＜センサ保証年数一覧＞
センサ型式

検知対象ガス

保証年数

NCF-6322P

メタン（CH4）/イソブタン（HC(i-C4H10)）/水素（H2）/アセチレン（C2H2）

3年

TEF-7520P

メタン（CH4）/イソブタン（HC(i-C4H10)）/水素（H2）3年

IRF-4341

メタン（CH4）

3年

IRF-4345

イソブタン（HC(i-C4H10)）

3年

IRF-4443

二酸化炭素（CO2）3年

ESR-X13P

酸素（O2）

3年
3年

ESR-A13i

硫化水素（H2S）低濃度

ESR-A13P

一酸化炭素（CO）

3年

ESF-A24R2

硫化水素（H2S）高濃度

3年

ESF-B242

アンモニア（NH3）2年

ESF-C930

塩素（Cl2）

3年

ESF-B249

オゾン（O3）

1年

ESF-A24E2

塩化水素（HCl）

3年

ESF-A24D4

二酸化硫黄（SO2）3年

ESF-A24D（国内防爆仕様）

シアン化水素（HCN）

3年

PIF-001

揮発性有機化合物（VOC、10.6 eV、ppb）

1年

PIF-002揮発性有機化合物（VOC、10.6 eV、ppm）

1年

PIF-003揮発性有機化合物（VOC、10.0 eV、ppm）

1年

204 / 204

改訂履歴
版

改訂内容

発行日

0

初版

2023/9/29

1

修正「8-2-5 スパン調整の設定を行う」、誤記修正

2023/11/6

2

Cl2 センサ型式を ESF-C930 に変更、3-1 アルミトランクケースを追加、自己宣言書改訂

2024/3/6

3

2-4 準拠する防爆指針の誤記修正

2024/3/14

4

自己宣言書改訂

2024/5/31