SANTEC OPTICAL COMPONENTS

空間光変調器High Speed model / SLM-210
SLM-210は、当社第2世代の液晶LCOS（Liquid Crystal onSilicon）技術を用いた高性能製品として、応答速度を大幅に向上させた最新のハイスピードモデルです。

従来品と比較して20倍以上の高速化となる、応答速度10 ms以下を実現。LCOSの応答速度向上に伴い当社特有の優れた高階調度と相まって、光波面補正、レーザー加工用光ビーム整形、バイオセンシング、量子コンピューティングなどの光応用分野での性能向上に貢献します。

特徴
応答速度 typ. 6 ms, (Type A)
WUXGA (1920 x 1200)
メモリー機能トリガー入力 & 出力
堅牢な延長フレキシブルケーブル
当社従来品 / 249 ms

当製品(SLM-210) / 6 ms

249 ms140< 6 ms

800700120600

10080

Optical power [a.u.]

Optical power [a.u.]

用途6040200500
400300200

ホログラフィ
光の波面補正光ビーム操作
バイオセンシング
量子コンピューティング
パルス/ビーム整形
光の位相パターン制御

1000-100-200200

400

600

800

1000

Time [msec]

Current model

05101520

Time [msec]

High speed model

SLM Pattern Generator

Current ﬂexible cable

New extended cable

SANTEC OPTICAL COMPONENTS
仕様
項目

Type A
Type C

最大位相変調量
応答速度 1)(Tr / Tf)
フレームレート

最大単位

450

1100

nm

2π-rad.

700

450Type B

波長

最小1600450Type A
Type B

Type CType A

6 / 18Type B

Type C

17 / 53

ms

60 or 120

Hz95%

48 / 200

パネル反射率%Typ. >90

開口率

画素サイズ / ピッチµm

7.8 / 8.0

パネルサイズmm(H)15.36 x (V)9.60

パネル解像度 2)(H)1920 x (V)1200

pixel

Typ. < 0.002πrad.

Typ. 10

W/cm2

位相安定性

bit

10 (1024 levels)

位相設定分解能
耐光性 3)

15

動作温度範囲0

保管温度範囲インターフェース

3540

DVI*/ USB 3.0

117.6 x 117.6 x 33.7

外形寸法

GUI software and SDK for Windows

制御ソフトウェア

AR coating options: -00, -02, -03

AR coating options: -00, -04, -14, -21
At 700 nm

At 1100 nm

At 1600 nm
Tr:室温(25℃)で0〜2πrad.の位相変化をさせた際に10〜90%変化するのに要する時間
Tf:室温(25℃)で2π〜0rad.の位相変化をさせた際に90〜10%変化するのに要する時間
工場出荷時に設定されます。標準設定は60Hzです
波長域により反射率は異なります

有効エリアHz

1200

LCOS駆動周波数

備考

AR coating options: -00, -01, -12°C°
C-mm
-1550 nm CW, ビーム径2 mmにて結露なきこと
結露なきこと*10-bit using RGB 8-bit, 3 colors
C#, Python, Matlab, Labview

1) 応答速度は代表的な値であり、フレームレートの影響を受けません。
2) 液晶画素の欠陥については保証致しかねます。
3) 耐光性を保証するものではありません。

注文番号
注文番号
SLM-210-0002-A-00-1

波長最大位相変調量(nm)(rad.)

応答速度

Tr / Tf (ms)SLM-210-0002-A-01-2

AR コーティング

no coating4

no coating

SLM-210-0002-A-00-2
SLM-210-0002-A-01-1

AR コーティング

波長範囲 4) (nm)

450 to 700min 2π(At 700 nm)

6 / 18SLM-210-0002-A-12-1

120<1.51204120<0.5120<0.51204120<0.5120<0.6120<2.5120<1.5

no coating

SLM-210-0002-B-00-2

4750-850<0.5SLM-210-0002-B-03-1

1000-1100<0.5

SLM-210-0002-C-00-1

no coating

SLM-210-0002-B-02-1
SLM-210-0002-B-02-2

450 to 1100

min 2π(At 1100 nm)

17 / 53

1000-1100

SLM-210-0002-B-03-2

no coating

SLM-210-0002-C-00-2
SLM-210-0002-C-04-1
SLM-210-0002-C-04-2
SLM-210-0002-C-14-1

750-850450 to 1600

min 2π(At 1600 nm)

48 / 200<0.5450-550/1500-1600<0.6450-550/1500-1600

SLM-210-0002-C-14-2

450-1600

SLM-210-0002-C-21-1

450-1600

SLM-210-0002-C-21-2

4

1500-1600
1500-160060<0.5400-700
no coating

SLM-210-0002-B-00-1

(Hz)
120

<0.5450-550

フレームレート

4450-550

400-700

SLM-210-0002-A-12-2

反射率 5) (%)<2.5606060606060606060

4) 特注仕様のARコートのご依頼も承ります。詳しくはお問い合わせください。
5) 入射角度0°での値です。

www.santec.com

2023 © Santec AOC corporation santec reserves the right to make changes in equipment design, components or speciﬁcations without notice.

Santec Japan Corporationフォトニクスバレー大草キャンパス 〒485-0802 愛知県小牧市大草年上坂5823 Tel. 0568-79-3536(営業直通) Fax 0568-79-1718

Santec USA Corporation

400 Kelby Street Suite 1501, Fort Lee, NJ 07024, USA Toll Free +1-800-726-8321(santec-1) Tel. +1-201-488-5505 Fax +1-201-488-7702

Santec Europe Ltd.

99 Park Drive Milton Park, Abingdon Oxfordshire, OX14 4RY, U.K. Tel. +44-20-3176-1550

Santec (Shanghai) Co., Ltd.

21F Room H, Hua Du Bldg., No.838 Zhangyang Road, Pudong District, Shanghai 200122 China Tel: +86-21-58361261, Fax: +86-21-58361263
SLM-210-C-J / Ver.1.6 CODE-202405-HN-HN-CPY