第 19 回核医学技術研修会報告

第 19 回核医学技術研修会を終えて核医学分科会委員 杉本 勝也（福井大学医学部附属病院）
平成 26 年 11 月 29 日（土）から二日間にわたり，中部部会との共催で第 19 回核医学技術研修会が福井大学医学部附属病院 臨床教育研修センター2 階 白翁会ホール
において，7 名の参加を得て開催されました．受講者勤務地（県）の内訳は福井県 1名，岐阜県 2 名，愛知県 1 名，静岡県 2 名，宮城県 1 名でした．
今回のテーマは『標準化を目指した心筋 SPECT 性能評価と実践』とし，技術的な根拠に基づいた心筋画像の評価システム（the evaluation system of myocardial
image based on technicalgrounds：EMIT）を用いて，実際に Tc-99m を使いファントム作成から SPECT 収集実験を行い，その再構成画像を自らが EMIT ソフトを起動してデータ解析し評価するというもので，EMIT システムの原理から解析評価までを理解して実践することを目指しました．また，近年の核医学－CT 複合装置の普及により核医学担当技師においても CT 被ばく線量測定の知識が必要となることから講義と実習を企画しました．
研修会 1 日目の午前の講義 1「EMIT システム解説」(60 分)を小野口分科会委員（金沢大学），講義 2「EMIT 検討（１）」（20 分）を奥 実行委員（厚生連高岡病院），「EMIT検討（２）」（20 分）を堀田実行委員(富山大学附属病院)，講義 3「CT 被ばく線量測定の実際」（20 分）を嶋田委員(福井大学医学部附属病院)が担当しました．昼食の後，A，B，C，D の 4 班に分かれて，実習 1[EMIT ソフトの実際](60 分)，実習 2[EMIT
ファントム作成・収集] (120 分)，実習 3[CT 被ばく線量測定](60 分)を行いました．

45

第 19 回核医学技術研修会報告46

第 19 回核医学技術研修会報告

研修会 2 日目は 9 時から演習 1[EMIT 画像解析評価プログラムを用いた定量評価 ]で前日の実験データを各自が解析シートに従って解析を行い，予定通り全員が 11 時までにデータ解析を終えることができました．11 時から演習 2[グループディスカッション]に入り，比較対象とする班同志でデータの共有を行い，実験結果の考察などについて 2 時までグループディスカッションを行った後，2 時から各班の代表者によるグループ発表をプレゼン形式で報告を行い，3 時に終了しました．
これまで EMIT システムのファントムデータを収集することはあってもデータ解析を自ら行う機会はなかったと思われますが，マンツーマンの補助により全員がEMIT システムを実践することができました．開催の準備段階において RI 濃度の調整やファントムの確保，人数分のノート PC の確保，実験のスケジューリング，解析データシートの作成，データ転送，装置トラブルなど課題が多く不安でありましたが，大きな問題もなくスムーズに研修会を終えることができました．
47

第 19 回核医学技術研修会報告

積極的にご参加いただいた受講者の皆様に感謝いたします．また，本研修会の印象記の執筆を快くお引き受けくださいました 3 名の方々にはこの場をお借りしてお礼申し上げます．
最後になりましたが，本研修会の開催に多大なるご協力とご指導をいただきました
小野口昌久 分科会委員，奥 康博 委員，堀田大雄 委員，福井大学医学部附属病院の北 章延 委員，戸井章子 委員，岸本貴宏 委員，吉澤沙織 委員，佐藤初咲 委員，小野口研究室の坂野由佳 委員，佐川 光 委員，大森 剛 委員ならびに核医学分科会 河村誠治 分科会長，中部部会 鈴木昇一 部会長はじめ全国の関係者の方々に心より感謝し御礼申し合上げます．今後も核医学技術研修会が各地方会との共催で引き続き開催され，核医学診療を担う会員の技術向上に役立つことを願っております．

48

第 19 回核医学技術研修会

印象記

第 19 回核医学技術研修会に参加して浜松医科大学医学部附属病院

第 19 回核医学技術研修会に参加させ放射線部
澤田 通文

論，発表の内容で行われました．ていただきました．今回は標準化を目指

それぞれの実習で専門のチューターがした心筋 SPECT 性能評価と実践という内付き，意見交換をしながら実験をおこな容でした．実は 5 年前に心筋 SPECT 画像えました． EMIT ファントムを使用し実の標準化を目的として，三河・遠州地区際に作成，収集し画像解析評価プログラ

で心筋ファントムを用いた他施設共同実ムによる解析と貴重な経験をさせていた験を行いました．しかし，想像以上に施だきました．

設間差があり，心筋 SPECT 性能評価法に

演習では各班で行った収集データと他ついて疑問だらけでした．そこで今回の班のデータの比較検討を，限られた時間お話しをいただき，一から勉強し直そうの中でグループ討論を行い発表しました．と考えました．

各班の発表は様々な収集条件について検講義は，「EMIT システム」に関する構討され，心筋 SPECT 検査の標準化には成と画像評価解析プログラムの基礎部分

EMIT システムによる評価法が有用であから，収集，処理条件などの因子によるることを再確認しました．

解析結果の解説でした．EMIT システムに

今回，EMIT システムによる心筋 SPECTよる評価は，いままで，「心筋欠損部の見性能評価法を習得することができたと思え方が違うよね」と漠然と表現するよりいます．今回研修で学んだ事を自施設にも、格段に説得力を増すことができるツ

帰ってから性能評価を行い，業務に生かールでした．私のような初心者でも非常していきたいと思います．そして地域のに理解しやすく，中上級者の方々はより心筋 SPECT 画像の標準化に貢献できれば一歩奥の深いところまで理解できる内容と思います．

でした．また，核医学 CT 複合装置が増え最後になりましたが，実行委員の方々ている昨今，嶋田先生による「CT 被ばくを始め関係者の皆様，福井大学医学部附線量測定の実際」の講演と実習は貴重な属病院の皆様に感謝申し上げます．本当経験になりました．にありがとうございました．

実習・演習は，EMIT システムの画像解析評価プログラムの手ほどきから始め，ファントム実験，画像評価，グループ討49

第 19 回核医学技術研修会

印象記

第 19 回核医学技術研修会に参加して岐阜赤十字病院 放射線科部
多湖 博史『標準化を目指した心筋 SPECT 性能評

いて、CTDIvol と DLP を測定しましたが、価と実践』というテーマで、第 19 回核医初めて測定したこともあり非常に勉強に学技術研修会が福井大学医学部付属病院なりました。あっという間に１日が終了にて行われました。この研修会では EMITし、その後の懇親会では、参加された先ファントムを用いた心筋 SPECT の実践と生方や実行委員の方々と核医学に関する評価を行うと案内文にあり、以前から非意見交換など、たくさん親交を深めるこ

常に興味があった EMIT ファントムにつとができました。

いて学べる機会を逃してはいけないとい研修 2 日目は実験データの解析と評価う動機で参加しました。

をグループで行いプレゼンするという内

研修 1 日目の午前は講義が 4 つあり、容でした。解析用プログラムは SPECT 画

小野口先生による EMIT システムについ像と MRI テンプレート画像との位置合わての分かりやすい解説や、各施設におけせの後、展開図を作成し、欠損部 ROI かる EMIT システムの検討についての講義

らプロファイルカーブを作成し、%カウンを受け、EMIT システムの基礎から解析方ト、コントラスト精度、コントラスト直法、評価方法まで詳しく勉強することが線性を算出し、また正常部の微分均一性出来ました。また SPECT/CT や PET/CT のも求められるソフトで、今回は EMIT ファ

普及に伴い、CT 被ばく線量測定についてントムの欠損の広さ部分の視覚評価およの知識が必要となっていることから、CTび定量評価についてディスカッションを被ばく線量測定の講義も受けました。午行い、発表を行った。

後はグループに分かれ EMIT ファントム

今回の研修を通して、心筋画像の標準の作成、撮像、解析ソフトの演習、CT 被化の大切さを知ることができた。EMIT 画ばく線量測定を行いました。少人数での像解析評価システムを用いれば、施設間グループでしたので、実際にファントムの画像も揃い、技師の技術水準も向上すの作成から撮像を自分で行うことが出来るため、各地域で今回のようなセミナーました。また、チュウターや講師の方々が開かれることを強く望みました。の説明もとても分かりやすく、円滑に実最後になりますが、本研修会の企画・験を進めることが出来ました。CT 被ばく運営をしていただきました関係者の皆様

線量測定では、PET/CT 装置、CTDI 測定用に深く御礼申し上げます。

PMMA ファントム、ペンシル型電離箱を用
50

第 19 回核医学技術研修会

第 19 回 核医学技術研修会

印象記

印象記

金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科
量子医療技術学講座 博士前期課程 1 年
坂野 由佳
現在，大学院では核医学分野に在籍し，心臓核医学に関する研究を進めています

今後のファントム実験に大変参考となりました。

が，まだまだ知識は乏しく，日々学ぶこ収集したファントムのデータ解析でとが多くあります。そんな中，今回の核は，事前に練習を重ねていたにも関わら医学技術研修会にチュウターとして参画ず，受講者の方の様々な観点からの質問する機会を与えられ，自身のスキルアッに圧倒されるばかりでした。説明する立プに繋がると思い，業務を引き受けさせ場でありながらも受講者の方と一緒に理て頂きました。担当は心筋ファントム

解を深めていく結果となってしまいまし（EMIT）用画像解析評価プログラムのた。

説明と操作手順です。研修日当日までにCT の被ばく線量測定では，CTDIより分かりやすく，詳細な説明ができる測定用の PMMA ファントムを用い，ポよう何度もプログラムを起動させ，練習ジショニングから測定の手順，CTDI 値を行いました。の算出までを説明を交えながら行いまし研修内容は，EMIT ファントムに関すた。モニタ上に表示される被ばく線量とる講演および他施設で行われた当ファン実際の被ばく線量との比較を行い，被ばトムの検証報告などがあり，午後から実く線量に対する意識を強く持つことの大際に EMIT ファントムの作成・収集，撮切さを学ぶことができました。
2 日間の研修会を通し，ファントム像したファントムデータの解析およびCT の被ばく線量測定の 3 つのセッショ

作成時の核種の取り扱い方および収集時ンに分かれ，研修を行っていきました。のポジショニングの注意点，解析ソフト

今回チュウターという立場で参加させてウェアに関する詳細な理解，CTDI 測定頂きながらも，受講者の方々と一緒にすの仕方など，非常に濃密な研修会となり，べてのセッションを見学させて頂くこと自身の経験値を大幅に上げることができができました。

たと思っております。また，様々な方とファントムの作成では，ファントムのディスカッションで日頃から疑問に思の構造の説明や撮像時の注意点などを丁っていたことも相談でき，解決すること

寧に教えて頂きました。また，実際にができました。今後も核医学分科会を初99mTc 製剤を封入したファントムを収集，め，様々な研修会に積極的に参加し，更解析したため，ポジショニングおよび製なるステップアップに繋げていきたいと剤の攪拌度などを確認することができ，考えております。
51