AbraPlan-30
BetriebsanleitungÜbersetzung der Originalbetriebsanleitung

Dok. Nr.: 16297025-01_B_de
Auslieferungsdatum: 2024.05.02

CopyrightDer Inhalt der Betriebsanleitung ist Eigentum von Struers ApS. Kein Teil dieser Betriebsanleitung darf ohne
schriftliche Genehmigung von Struers ApS reproduziert werden.
Alle Rechte vorbehalten. © Struers ApS .

2

AbraPlan-30

Inhaltsverzeichnis
1 Über diese Betriebsanleitung
1.1 Zubehör
2 Sicherheit

55

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung5

2.2 AbraPlan-30 Sicherheitshinweise

6

2.2.1 Vor Gebrauch sorgfältig lesen

6

2.3 Sicherheitshinweise7

2.4 In dieser Anleitung verwendete Sicherheitshinweise

8

3 Erste Schritte

10

3.1 Gerätebeschreibung

10

3.2 AbraPlan-30 – Überblick

11

4 Transport und Lagerung
4.1 Lagerung
5 Installation

12
13
13

5.1 Das Gerät auspacken

13

5.2 Packungsinhalt überprüfen

14

5.3 Stromversorgung

14

5.4 Geräuschbildung

15

5.5 Vibrationen

16

5.6 Druckluftversorgung

16

5.7 An ein Absaugsystem anschließen

16

5.8 An den Wasserabfluss anschließen

16

5.9 Schließen Sie die Umlaufkühleinheit an

16

5.10 Externe Umlaufkühleinheit anschließen

18

6 Das Gerät bedienen

196.1 Funktionen der Steuereinheit

20

6.2 Anzeige

21

6.2.1 In der Anzeige navigieren

22

6.2.2 Main menu (Hauptmenü)23

6.2.3 Einstellungen und Text ändern

23

6.2.4 Einstellungen der Software24

6.3 Configuration (Konfiguration)

AbraPlan-30

525

6.3.1 Bedienmodus

25

6.3.2 Neues Passwort

263

6.3.3 Wasser beim Schleifen
6.4 Schleifstein oder Diamantschleifscheibe montieren

27

6.5 Spannen und nivellieren Sie die Proben

30

6.6 Setzen Sie den Probenhalter ein oder entfernen Sie ihn.

31

6.7 Schleifen31

6.7.1 Schleif-Setup

31

6.7.2 Schleifenprozess starten

33

6.7.3 Schleifenprozess stoppen

33

6.8 Abrichten
6.8.1 Abricht-Setup mit Diamantwerkzeug
7 Wartung und Service

34
36
38

7.1 Allgemeine Reinigung

39

7.2 Täglich39

7.2.1 Tank der Umlaufkühleinheit kontrollieren
7.3 Wöchentlich
7.3.1 Wanne reinigen
7.4 Monatlich

39
40
40
41

7.4.1 Umlaufkühleinheit reinigen

42

7.4.2 Kühlflüssigkeit wechseln

42

7.5 Jährlich

43

7.5.1 Prüfen Sie die Sicherheitseinrichtungen43

7.5.2 Not-Aus

44

7.5.3 Sicherheitshaube

44

7.6 Ersatzteile45

7.7 Wartung und Reparatur

45

7.8 Entsorgung

45

8 Fehlersuche und -behebung - AbraPlan-30

46

8.1 Mitteilungen und Fehler - AbraPlan-30

48

8.1.1 Mitteilungen48

8.1.2 Fehler

48

9 Technische Daten

57

9.1 Technische Daten

57

9.2 Kategorien des Sicherheitskreises/Performance Level59

9.3 Lärmpegel und Vibrationen

60

9.4 Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen (SRP/CS)

60

9.5 Pläne

62

9.6 Vorschriften und Normen

66

10 Hersteller
Konformitätserklärung

4

27

66
67

AbraPlan-30

1 Über diese Betriebsanleitung1Über diese Betriebsanleitung
VORSICHT
Geräte von Struers dürfen nur zusammen mit der mit dem Gerät gelieferten
Betriebsanleitung und wie darin beschrieben verwendet werden.
HinweisLesen Sie die Betriebsanleitung vor Gebrauch des Geräts sorgfältig durch.

HinweisWenn Sie bestimmte Informationen detailreicher sehen wollen, öffnen Sie die
Online-Version dieser Anleitung.

1.1

Zubehör
Zubehör
Weitere Informationen über das verfügbare Angebot finden Sie in der AbraPlan-30 Broschüre:•

Die Streuers Webseite (http://www.struers.com)

Verbrauchsmaterialien
Das Gerät ist für die Anwendung ausschließlich zusammen mit Verbrauchsmaterialien vonStruers vorgesehen, die speziell für diese Zwecke und für diesen Gerätetyp entwickelt wurden.
Andere Produkte können aggressive Lösungsmittel enthalten, die beispielsweise die
Gummidichtungen zerstören können. Die Garantie deckt u. U. keine beschädigten Geräteteile(wie Dichtungen und Schläuche) ab, wenn eine solche Beschädigung direkt auf die Verwendung
von Verbrauchsmaterialien zurückgeführt werden kann, die nicht von Struers stammen.
Weitere Informationen über das verfügbare Angebot finden Sie hier: Die Streuers Webseite(http://www.struers.com).

2

Sicherheit

2.1

Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Gerät ist für den Einsatz durch Fachkräfte in einem entsprechenden Umfeld (z. B.
materialographisches Labor) vorgesehen.
AbraPlan-30 ist für das professionelle automatische Planschleifen von Werkstoffen für die weiterematerialographische Präparation und Untersuchung vorgesehen.
Das Gerät ist für die Anwendung zusammen mit Verbrauchsmaterialien von Struers vorgesehen,die speziell für diese Zwecke und für diesen Gerätetyp entwickelt wurden.

AbraPlan-30

5

2 Sicherheit
Das Gerät darf nur von entsprechend ausgebildetem bzw. geschultem Personal bedient werden.

Das Gerät darf nicht fürPräparation (Schleifen oder Polieren) von Werkstoffen, die keine
folgende Zwecke verwendet festen, für materialographische Untersuchungen geeigneten
werden:Werkstoffe sind.
Das Gerät ist nicht geeignet für alle explosiven und/oderentflammbaren Werkstoffe oder Werkstoffe, die während der
spanabhebenden Bearbeitung, Erwärmung oder unter Druck nicht
stabil sind.
ModellAbraPlan-30

2.2

AbraPlan-30 Sicherheitshinweise

2.2.1

Vor Gebrauch sorgfältig lesen
1.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen und der unsachgemäße Umgang mit dem Gerät
können zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.

2.

Das Gerät muss gemäß den für den Standort vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften
angeschlossen werden. Das Gerät und alle angeschlossenen Geräte müssen in
betriebsbereitem Zustand sein.

3.

Jeder Benutzer muss die Sicherheitshinweise und die Betriebsanleitung sowie die
einschlägigen Abschnitte der Anleitung jedes angeschlossenen Geräts oder sonstigen
Zubehörs gelesen haben. Jeder Benutzer muss die Betriebsanleitung und, sofern zutreffend,
das Sicherheitsdatenblatt der zu verwendenden Verbrauchsmaterialien gelesen haben.

4.

Das Gerät darf nicht zur Präparation von Werkstoffen verwendet werden, die aufgrund vonmechanischer Bearbeitung, Druck oder Wärme während des Präparationsverfahrens
entflammbar oder instabil sind (z. B. brennbare oder explosive Werkstoffe).

5.

Kontrollieren Sie, dass die tatsächliche Versorgungsspannung der Spannung entspricht, die auf
dem Typenschild des Geräts angegeben ist. Das Gerät muss geerdet sein. Beachten Sie immer
lokale Vorschriften.

6.

Das Gerät darf nur von entsprechend ausgebildetem bzw. geschultem Personal bedient undgewartet werden.

7.

Geräte von Struers dürfen nur zusammen mit der mit dem Gerät gelieferten Betriebsanleitung
und wie darin beschrieben verwendet werden.

8.

Bei unzulässigem Gebrauch, falscher Installation, Veränderung, Vernachlässigung,unsachgemäßer Reparatur des Geräts oder einem Unfall übernimmt Struers weder die
Verantwortung für Schäden des Benutzers noch für solche am Gerät.

9.

Eine bei der Reparatur oder Wartung des Geräts erforderliche Demontage eines Teils sollte
immer nur von qualifiziertem Fachpersonal (Elektromechanik, Elektronik, Pneumatik usw.)
vorgenommen werden.

10. Das Gerät ist für die Anwendung ausschließlich zusammen mit Verbrauchsmaterialien vonStruers vorgesehen, die speziell für diese Zwecke und für diesen Gerätetyp entwickelt wurden.

6

AbraPlan-30

2 Sicherheit
11. Beachten Sie, dass der Schwerpunkt des Geräts sich im oberen Teil des Geräts befindet.
12. Achten Sie darauf, dass der Querträger vor dem Anheben des Geräts angebracht ist.
13. Wenn Sie das Gerät mit einem Gabelstapler anheben, arbeiten Sie immer von der
Vorderseite ausDas Gerät darf niemals von der Seite oder von hinten angehoben werden.
14. Achten Sie darauf, dass das Gerät auf einer stabilen Unterlage aufgestellt wird, die das
Gewicht des Geräts tragen kann.
15. Tragen Sie geeignete Arbeitshandschuhe, um Finger vor Schleifmittel und warmen/scharfen
Proben zu schützen.
16. Falls das Gerät sich ungewöhnlich verhält oder falsche Funktionen aufweist, schalten Sie die
Maschine aus und rufen Sie den technischen Service.
17. Schalten Sie das Gerät höchstens einmal alle fünf Minuten ein oder aus. Anderenfalls
können Schäden an elektrischen Bauteilen verursacht werden.
18. Im Falle eines Feuers warnen Sie Personen in der Nähe und rufen erforderlichenfalls die
Feuerwehr. Ziehen Sie das Netzkabel ab. Verwenden Sie zum Löschen einen
Pulverfeuerlöscher. Verwenden Sie auf keinen Fall Wasser.
19. Vor allen Wartungsarbeiten muss das Gerät vom Netz getrennt werden. Warten Sie
5 Minuten, bis der Reststrom von den Kondensatoren entladen ist.
20. Kontrollieren Sie vor der Verwendung des Geräts, dass die Proben sicher im Probenhalterbefestigt sind. Kontrollieren Sie auch, dass Sie die richtigen Schrauben verwenden.
21. Tragen Sie beim Wechseln des Schleifsteins/der Diamantschleifscheibe immer
Arbeitshandschuhe.

2.3

Sicherheitshinweise
Struers verwendet die folgenden Symbole, um auf mögliche Gefahren hinzuweisen.
WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG
Dieses Symbol zeigt eine Gefährdung durch elektrische Spannung an, die, wenn
nicht vermieden, zum Tod oder zu einer schweren Verletzung führen kann.
GEFAHR
Dieses Symbol zeigt eine Gefährdung mit hohem Risiko an, die, wenn nicht
vermieden, zum Tod oder zu einer schweren Verletzung führen kann.
WARNUNG
Dieses Symbol zeigt eine Gefährdung mit mittlerem Risiko an, die, wenn nicht
vermieden, zum Tod oder zu einer schweren Verletzung führen kann.
VORSICHT
Dieses Symbol zeigt eine Gefährdung mit geringem Risiko an, die, wenn nicht
vermieden, zu einer geringen oder mittelschweren Verletzung führen kann.

AbraPlan-30

7

2 Sicherheit
WARNUNG VOR HANDVERLETZUNGEN
Dieses Symbol zeigt eine Quetschgefahr der Hand an, die, wenn nicht vermieden, zu
einer geringen, mittelschweren oder schweren Verletzung führen kann.
GEFAHR DURCH HITZE
Dieses Symbol zeigt eine Hitzegefahr an, die, wenn nicht vermieden, zu einer
geringen, mittelschweren oder schweren Verletzung führen kann.
Not-Aus
Not-AusAllgemeine Mitteilungen
HinweisDieses Symbol gibt an, dass das Risiko einer Sachbeschädigung besteht oder die
Notwendigkeit, besonders aufmerksam zu sein.
Tipp
Dieses Symbol bedeutet, dass zusätzliche Informationen und Hinweise verfügbar
sind.

2.4

In dieser Anleitung verwendete Sicherheitshinweise
VORSICHT
Geräte von Struers dürfen nur zusammen mit der mit dem Gerät gelieferten
Betriebsanleitung und wie darin beschrieben verwendet werden.
WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG
Das Gerät muss geerdet sein.
Kontrollieren Sie, dass die tatsächliche Versorgungsspannung der Spannung
entspricht, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist.
Falsche Anschlussspannung kann Schäden an elektrischen Bauteilen verursachen.

WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG
Für elektrische Installationen mit Fehlerstrom-Schutzschaltern
Für AbraPlan-30 ist ein Fehlerstrom-Schutzschalter Typ B, 30 mA, erforderlich (EN50178/5.2.11.1).
Für elektrische Installationen OHNE Fehlerstrom-Schutzschalter
Das Gerät muss durch einen Trenntransformator (doppelt gewickelter
Transformator) geschützt werden.
Setzen Sie sich mit einem qualifizierten Elektriker in Verbindung, um die Lösung zu
prüfen.
Beachten Sie immer lokale Vorschriften.

8

AbraPlan-30

2 Sicherheit
VORSICHT
Das Hörvermögen kann dauerhaft geschädigt werden, wird es dauerhaftem Lärm
ausgesetzt.
Tragen Sie bei Schallpegeln, die die zulässigen örtlichen Grenzwerteüberschreiten, einen Gehörschutz.
WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG
Kontrollieren Sie, dass die Versorgungsspannung der Spannung entspricht, die
auf dem Typenschild der Pumpe angegeben ist.
Falsche Anschlussspannung kann Schäden an elektrischen Bauteilen
verursachen.
VORSICHT
Der gefüllte Tank der Umlaufkühleinheit ist sehr schwer.

WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG
Die Pumpe der Umlaufkühleinheit muss geerdet sein.
Kontrollieren Sie, dass die Versorgungsspannung der Spannung entspricht, die
auf dem Typenschild der Pumpe angegeben ist.
Falsche Anschlussspannung kann Schäden an elektrischen Bauteilen
verursachen.
WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG
Beauftragen Sie einen autorisierten Elektriker sicherzustellen, dass die
Umlaufkühleinheit zusammen mit dem Gerät verwendet werden kann.

VORSICHT
Der Druck des in das Gerät eingespeisten Kühlwassers darf 2 bar nichtüberschreiten.
VORSICHT
Verwenden Sie das Gerät niemals mit nicht kompatiblen Zubehörteilen oder
Verbrauchsmaterialien.
VORSICHT
Der Schleifstein/die Diamantschleifscheibe hat scharfe und rauhe Kanten.
Tragen Sie zum Schutz Ihrer Finger und Hände Arbeitshandschuhe.
VORSICHT
Ein Probenhalter mit eingesetzten Proben kann schwer sein. Lassen Sie den
Probenhalter erst los, wenn dieser fest in der Kupplung sitzt.
Tragen Sie zum Schutz Ihrer Finger und Hände Arbeitshandschuhe.
VORSICHT
Vermeiden Sie Hautkontakt mit dem Kühlmittelzusatz.

AbraPlan-30

93 Erste Schritte
WARNUNG
Verwenden Sie niemals ein Gerät mit defekten Sicherheitsvorrichtungen.
Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.
WARNUNG
Teile, die für den sicheren Betrieb des Geräts unabdingbar sind, dürfen höchstens 20
Jahren lang benutzt werden.
Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.

3

Erste Schritte

3.1

Gerätebeschreibung
AbraPlan-30 ist ein halbautomatisches Gerät für das materialographische HochgeschwindigkeitsPlanschleifen mit einer 356-mm-Schleifscheibe.
Für die Zufuhr von Kühlwasser während des Schleifprozesses muss eine Umlaufkühleinheit
angeschlossen sein.
Der Bediener wählt die Schleifunterlage und die Präparationsparameter. Der Schleifprozess darf erst
dann gestartet werden, wenn die Abdeckung des Schleifsteins und die Spülpistole ordnungsgemäß
angebracht sind.
Der Benutzer startet den Prozess, indem er die Proben zuerst in den Probenhalter einspannt und
den Probenhalter dann in das Gerät einsetzt. Die Sicherheitshaube wird verriegelt, wenn derBediener das Gerät einschaltet, und bleibt während des gesamten Vorgangs verriegelt.
Der Bediener drückt die Starttaste im Bedienfeld, um den Schleifprozess zu starten.
Das Gerät stoppt automatisch, wenn die Prozesszeit abgelaufen oder der Abtragprozess beendet ist.
Der Benutzer reinigt die Proben vor dem nächsten Präparationsschritt oder einer Kontrolle.
Wir empfehlen den Anschluss der Maschine an ein externes Absaugsystem, um Dämpfe aus dem
Arbeitsbereich abzusaugen.
Bei aktiviertem Not-Aus werden keine beweglichen Teile, die eine Gefahr darstellen, mehr mit Stromversorgt.

10

AbraPlan-30

3 Erste Schritte

3.2

AbraPlan-30 – Überblick
AbraPlan-30
Vorderansicht - Mit Sicherheitshaube
A Sicherheitshaube
B Not-Aus
C Abdeckplatte für die Kammer mit derUmlaufkühleinheit

Vorderansicht – ohne Sicherheitshaube
A Display
B Bedienfeld
C Abrichtarm
D Motor - Probenhalter
E Schnellkupplung - Probenhalter

Seitenansicht– links
A Anschluss für Abzug
B DruckluftanschlussC Öffnung für Wasserabflussschlauch

AbraPlan-30

11

4 Transport und Lagerung
Seitenansicht - Rechts
A HauptschalterB Öffnung für Wasserabflussschlauch
C Elektrische Anschlüsse

Elektrische Anschlüsse
A AUX-Anschluss
B Anschluss für Signalanzeige
C Wartungsstecker

Die Schleifkammer
A Abdeckung für Schleifstein
B Spül-/Kühleinheit (Spülpistole und Halterung)
C Abrichtarm

Bedienfeld
Siehe Funktionen der Steuereinheit ►20.

4

Transport und Lagerung
Wenn Sie die Einheit nach der Installation an einen anderen Ort transportieren oder über einen
längeren Zeitraum lagern müssen, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Leitlinien.

12

AbraPlan-30

5 Installation

4.1•

Achten Sie darauf, das Gerät vor jedem Transport sicher zu verpacken.Im gegenteiligen Fallkann die Einheit beschädigt werden, was nicht von der Garantie abgedeckt ist.Setzen Sie
sich mit dem Struers Service in Verbindung.

•

Wir empfehlen, die Originalverpackung und alle Transportbeschläge zu benutzen.

Lagerung
HinweisWir empfehlen, die Originalverpackung und alle Transportbeschläge für einemögliche künftige Verwendung aufzubewahren.
Trennen Sie die Einheit von der Stromversorgung.
•Entfernen Sie das Zubehör.

•

Die Einheit muss vor der Lagerung gereinigt und getrocknet werden.

•

Verpacken Sie das Gerät und das Zubehör in der jeweiligen Originalverpackung.

5

Installation

5.1

Das Gerät auspacken
HinweisWir empfehlen, die Originalverpackung und alle Transportbeschläge für einemögliche künftige Verwendung aufzubewahren.

1.

Schneiden Sie das Klebeband oben auf dem Karton durch.

2.

Entfernen Sie die losen Teile.

3.

Nehmen Sie die Einheit aus der Schachtel.

4.

Entfernen Sie die Transportwinkel, mit denen das Gerät an die Palette angeschraubt ist.

5.

Heben Sie das Gerät mit einem Gabelstapler von der Palette. Heben Sie das Gerät von der
Vorderseite an.

6.

Setzen Sie das Gerät auf einem ebenen, horizontalen Boden ab.

7.

Entfernen Sie den Sperrstift von dem Querträger und nehmen Sie ihn ab. Heben Sie dem
Querträger auf, wenn Sie das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt an einem anderen Ort
aufstellen möchten.

Die Gewichtsdaten des Geräts finden Sie in Technische Daten ►57.

Geräte bewegen
Das Gerät wird mit einem Gabelstapler und einem Querträger verschoben.

AbraPlan-30

13

5 Installation

5.2

Packungsinhalt überprüfen
Die Transportkiste kann optionales Zubehör enthalten.
Die Transportkiste enthält Folgendes:

5.3

Stück

Beschreibung

1

AbraPlan-30

1

Abflussschlauch mit geradem PVC -Rohr. Durchmesser: 50 mm. Länge: 2,5 m.

1

Zuflussschlauch

1

Schlauch zum Leeren des Tanks der Kühleinheit

2

Schlauchklemmen. Durchmesser: 11 mm

2

Schlauchklemmen. Durchmesser: 40-60 mm

1

Druckluftschlauch. Länge: 2 m

1

Schlauchverbindung für Druckluftschlauch. Durchmesser: 8 mm

1

Gummischeibe. Durchmesser: 350 mm.

1

Flansch1

M12 Schraube für den Flansch des Schleifsteins1

Inbus-Schlüssel, 8 mm

1

Gabelschlüssel 36 mm, 24 mm

1

Satz Betriebsanleitungen

Stromversorgung
WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG
Das Gerät muss geerdet sein.
Kontrollieren Sie, dass die tatsächliche Versorgungsspannung der Spannung
entspricht, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist.
Falsche Anschlussspannung kann Schäden an elektrischen Bauteilen verursachen.

WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG
Für elektrische Installationen mit Fehlerstrom-Schutzschaltern
Für AbraPlan-30 ist ein Fehlerstrom-Schutzschalter Typ B, 30 mA, erforderlich (EN50178/5.2.11.1).
Für elektrische Installationen OHNE Fehlerstrom-Schutzschalter
Das Gerät muss durch einen Trenntransformator (doppelt gewickelter
Transformator) geschützt werden.
Setzen Sie sich mit einem qualifizierten Elektriker in Verbindung, um die Lösung zu
prüfen.
Beachten Sie immer lokale Vorschriften.

14

AbraPlan-30

5 Installation
Vorgehensweise
Genaue Angaben, siehe Abschnitt Technische Daten.
1.

Öffnen Sie den elektrischen Anschlusskasten. A

2.

Schließen Sie ein 4-adriges oder 5-adriges Kabel wie gezeigt
an.
PE

Erde (Masse)N

Neutral (nicht intern verwendet)

L1

Phase

L2

Phase

L3

Phase

EU-Kabel
L1

Braun

L2

Schwarz

L3

Schwarz oder Grau

Erde (Masse)

Gelb/Grün

NeutralBlau

UL-Kabel
L1

Schwarz

L2

Rot

L3

Orange/Türkis

Erde (Masse)

Grün (oder Gelb/Grün)

NeutralWeiß

Das andere Ende des Kabels kann, je nach den elektrischen Spezifikationen und örtlichen
Vorschriften, mit einem Stecker versehen oder direkt mit dem bauseitigem Stromanschluss
verbunden werden.

5.4

Geräuschbildung
Informationen über den Schalldruckpegel finden Sie in diesem Abschnitt: Technische Daten ►57
VORSICHT
Das Hörvermögen kann dauerhaft geschädigt werden, wird es dauerhaftem Lärm
ausgesetzt.
Tragen Sie bei Schallpegeln, die die zulässigen örtlichen Grenzwerteüberschreiten, einen Gehörschutz.

AbraPlan-30

15

5 Installation

5.5

Vibrationen
Informationen über die Gesamtexposition von Händen und Armen an Vibrationen finden Sie indiesem Abschnitt: Technische Daten ►57

5.6

Druckluftversorgung
Weitere Informationen finden Sie unter Technische Daten ►57.

5.7

1.

Schließen Sie den Druckluftschlauch an die Druckluftzufuhr des Geräts an.

2.

Schließen Sie den Druckluftschlauch an die Druckluftversorgung an.

3.

Sichern Sie die Schläuche mit Schlauchklemmen.

An ein Absaugsystem anschließen
Weitere Informationen finden Sie unter Technische Daten ►57.
Struers empfiehlt den Anschluss des Geräts an ein Absaugsystems.

5.8

1.

Schließen Sie ein 52-mm-Rohr an den Abluftausgang des Geräts an.

2.

Verbinden Sie das andere Ende des Rohrs mit dem Absaugsystem.

An den Wasserabfluss anschließen
Wenn Sie das Gerät an einen Wasserabfluss anschließen
1.

Das Gerät wird mit einem Wasserabflussschlauch geliefert.

2.

Führen Sie den Wasserabflussschlauch durch eine der Öffnungen an der Seite des Geräts nach
außen.

3.

Stellen Sie sicher, dass der Schlauch über seine ganze Länge zum Abfluss hin gleichmäßig
Gefälle besitzt. Falls erforderlich, kürzen Sie den Schlauch.

Wenn Sie das Gerät an eine Umlaufkühleinheit anschließen
Das Gerät wird normalerweise an den Tank einer Umlaufkühleinheit oder an eine externe
Umlaufkühleinheit angeschlossen.
Umlaufkühleinheit: Siehe . Schließen Sie die Umlaufkühleinheit an ►16
Externe Umlaufkühleinheit: Siehe . Externe Umlaufkühleinheit anschließen ►18

5.9

Schließen Sie die Umlaufkühleinheit an
Um eine optimale Kühlung zu erreichen, muss das Gerät mit einer Umlaufkühlanlage verbunden
sein.

16

AbraPlan-30

5 Installation
HinweisVor dem Anschluss der Umlaufkühleinheit an das Gerät müssen Sie die
Umlaufkühleinheit für den Gebrauch vorbereiten. Siehe Betriebsanleitung desGeräts.
WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG
Kontrollieren Sie, dass die Versorgungsspannung der Spannung entspricht, die
auf dem Typenschild der Pumpe angegeben ist.
Falsche Anschlussspannung kann Schäden an elektrischen Bauteilen
verursachen.
Tank der Umlaufkühleinheit füllen
1.

Überprüfen Sie vor dem Füllen des Tanks,
dass unterhalb des Geräts ausreichend Platz
ist, um die Umlaufkühleinheit problemlos
einzuschieben. Wenn nicht, passen Sie die
Höhe des Geräts mit den einstellbaren
Füßen an.

2.

Kontrollieren Sie, dass die Umlaufkühleinheit
ordnungsgemäß unter dem Gerät
angebracht ist:–

Die Räder der Einheit müssen an den
Seiten der Kammer ausgerichtet sein,sodass Sie die Einheit an ihren Platz
schieben können, ohne sie hin- undherbewegen zu müssen.

–

Die Pumpe muss sich links in der Nähe
der Rückseite der Umlaufkühleinheit
befinden.
HinweisStruers empfiehlt als Korrosionsschutz die Verwendung eines Zusatzmittels vonStruers im Kühlwasser. Weitere Informationen finden Sie auf dem Behälter desZusatzmittels.

3.

Kleiden Sie den Tank mit einem sauberen
Plastikeinsatz aus.
VORSICHT
Der gefüllte Tank der Umlaufkühleinheit ist sehr schwer.

HinweisFüllen Sie nicht zu viel Flüssigkeit in den Tank.
Vermeiden Sie beim Verschieben des Tanks Verschüttungen.

AbraPlan-30

17

5 Installation
4.

Befüllen Sie den Tank mit Kühlwasser.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige
Verhältnis Wasser/Zusatzmittel verwendet
haben.

Einheit an das Gerät anschließen
1.

Verbinden Sie den
Wasserzuflussschlauch mit derSchnellkupplung der Umlaufpumpe.
A Steckdose – nicht gezeigt
B Wasserzuflussschlauch – an
Gerät
C Umlaufpumpe
D Schnellkupplung – an Pumpe

2.

Setzen Sie den
Wasserabflussschlauch des Geräts in
das große Loch der Filtereinheit ein.
Falls erforderlich, kürzen Sie den
Schlauch.

3.

Schließen Sie das Kabel der
Umlaufpumpe an den Anschluss derUmlaufkühleinheit im Inneren derKammer an.

4.

Achten Sie darauf, dass die
Strömungsrichtung dem Pfeil auf der
Pumpe entspricht. Ist diese nicht
richtig, vertauschen Sie zwei Phasen:

5.

5.10

–

EU-Kabel: vertauschen Sie zwei
der Phasen.

–

UL-Kabel: vertauschen Sie Phase
L1 und L2.

Schieben Sie die Einheit auf ihren Platz
in der Kammer unter dem Gerät.

Externe Umlaufkühleinheit anschließen
1.

Führen Sie den Wasserabflussschlauch durch das Loch auf der rechten oder linken Seite desGeräts zu Umlaufkühleinheit.

2.

Schließen Sie den Wasserzuflussschlauch an den Wasserabfluss der Pumpe an.
WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG
Kontrollieren Sie, dass die Versorgungsspannung der Spannung entspricht, die auf
dem Typenschild der Pumpe angegeben ist.
Falsche Anschlussspannung kann Schäden an elektrischen Bauteilen verursachen.

18

AbraPlan-30

6 Das Gerät bedienen
VORSICHT
Der Druck des in das Gerät eingespeisten Kühlwassers darf 2 bar nichtüberschreiten.
3.

Schließen Sie das Kabel der externen Pumpe an
den Anschluss der Umlaufkühleinheit im Inneren
der Kammer an.
Verdrahtung: Genaue Angaben, siehe Abschnitt
Technische Daten.

HinweisBei Verwendung des AUXAnschlusses wenden Sie sich an
den Struers Service, um weitere
Informationen über dieseVerbindung und den
erforderlichen Durchfluss zu
erhalten.
4.

6

Schließen Sie die externe Pumpensteuerung an
den AUX-Anschluss an der Rückseite des Geräts
an. A

Das Gerät bedienen
VORSICHT
Verwenden Sie das Gerät niemals mit nicht kompatiblen Zubehörteilen oder
Verbrauchsmaterialien.

AbraPlan-30

19

6 Das Gerät bedienen

6.1

Funktionen der Steuereinheit
A Display
B Funktionstasten - F1 bis F4
C Abrichten Funktion
D SPÜLEN Funktion
E Zurück Funktion
F Druck-/DrehknopfKnopf
G START Schaltfläche
H Stopp Schaltfläche
I

Schaltfläche

Not-Aus-Schalter

Funktion
Funktionstaste•

Drücken Sie diese Schaltfläche, um die Steuerung fürunterschiedliche Zwecke zu aktivieren. Beachten Sie die
jeweiligen Angaben in der untersten Zeile des Anzeigefeldes.

nachAbrichten•

Drücken Sie diese Schaltfläche, um den Schleifsteinabzurichten.

SPÜLEN•

20

Drücken Sie diese Schaltfläche, um die Spülpistole ein- undauszuschalten.

AbraPlan-30

6 Das Gerät bedienen

Schaltfläche

Funktion
Der Druck-/Drehknopf-Knopf•

Drehen Sie den Druck-/Drehknopf-Knopf, um das
Auswahlmenü der Anzeige zu verschieben und Stufen- sowie
Einstellwerte zu ändern. Zum Hin- und Herschalten drücken,
wenn nur 2 Optionen verfügbar sind.

•Drücken Sie den Druck-/Drehknopf-Knopf, um eine Funktion
auszuwählen oder eine ausgewählte Einstellung zu speichern.

Zurück•Drücken Sie diese Schaltfläche, um zum vorherigen Bildschirm
zurückzukehren oder Funktionen/Änderungen abzubrechen.

START
•

Start des Präparationsvorgangs.

Stopp
•

Stopp des Präparationsvorgangs.

Not-Aus
HinweisVerwenden Sie den Not-Aus-Schalter niemals dazu,
das Gerät während des normalen Betriebs
auszuschalten.
Vor der Freigabe des Not-Aus-Schalters müssen derGrund für deren Aktivierung untersucht und alle
erforderlichen Behebungsmaßnahmen ergriffen
worden sein.

6.2

Anzeige
HinweisDie in dieser Betriebsanleitung gezeigten Bildschirme können sich von den
Bildschirmen, wie Sie sie sehen, unterscheiden.
Die Anzeige ist die Benutzeroberfläche der Software.
Nach dem Einschalten des Geräts erscheint auf der Anzeige die gewählte Konfiguration und die
Version der installierten Software.

AbraPlan-30

21

6 Das Gerät bedienen
Die Anzeige ist in Hauptbereiche unterteilt. Das ist an diesem
Beispiel gut zu sehen.
A Titelleiste
Die Titelleiste zeigt die gewählte Funktion an.

B Informationsfelder
Diese Felder enthalten Informationen über die ausgewählte
Funktion. In einigen Feldern können Sie den Wert auswählenund ändern.

C Optionen der Funktionstasten
Die angezeigten Funktionen hängen von dem jeweils
gewählten Bildschirm ab.
Ton

Beschreibung
Ein kurzer Piepton beim Berühren einer Taste gibt an, dass die
Auswahl bestätigt ist.

Kurzer Piepton

Der Piepton kann aktiviert und deaktiviert werden: Wählen Sie
Configuration (Konfiguration).
Ein langer Piepton beim Berühren einer Taste gibt an, dass die Taste
im Augenblick deaktiviert ist.

Langer Piepton

Dieser Piepton kann nicht deaktiviert werden.

Stand-by-Modus
Falls das Gerät längere Zeit unbenutzt bleibt, wird die Hintergrundbeleuchtung zur Verlängerung derLebensdauer des Displays automatisch gedimmt. (10 min)
•

6.2.1

Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Anzeige wieder einzuschalten.

In der Anzeige navigieren
Druck-/Drehknopf
Verwenden Sie diesen Knopf an der Steuereinheit, um Menüpunkte zu wählen.

22•

Drehen Sie den Knopf, um ein Menü oder eine Methodengruppe zu
wählen oder einen Wert zu ändern.

•Drücken Sie den Knopf, um ein Feld oder die Auswahl zu aktivieren.

•

Drehen Sie den Knopf, um einen numerischen Wert zu
erhöhen/erniedrigen oder zwischen zwei Optionen hin- undherzuschalten.
–

Wenn nur zwei Optionen vorhanden sind, drücken Sie den Knopf, um
zwischen den zwei Optionen hin- und herzuschalten.

–

Falls mehr als zwei Optionen existieren, wird ein Einblendmenü
angezeigt.

AbraPlan-30

6 Das Gerät bedienen
Die Schaltfläche Zurück
Durch Drücken der Schaltfläche auf der Steuereinheit kehren Sie zur
vorherigen Funktion oder dem vorherigen Wert zurück.

6.2.2

•

Drücken Sie die Schaltfläche, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

•

Drücken Sie die Schaltfläche, um zur letzten Funktion oder zum letzten
Wert zurückzukehren.

•

Drücken Sie die Schaltfläche, um Änderungen aufzuheben.

Main menu (Hauptmenü)Über den Bildschirm Main menu (Hauptmenü) können Sie zwischen den folgenden Optionen
wählen:•Grinding (Schleifen)•

Dressing (Abrichten)

Sie haben auch Zugriff auf den Wartungs- und Konfigurationsbildschirm.

6.2.3

•

Maintenance (Wartung)•Configuration (Konfiguration)

Einstellungen und Text ändern
Text ändern
Wählen Sie das Feld für die Texteingabe, um einen Textwert zu ändern.

AbraPlan-30

23

6 Das Gerät bedienen
1.

Drücken Sie den Druck-/Drehknopf-Knopf, um den
Texteditor aufzurufen.

2.

Falls erforderlich, wechseln Sie mit dem Pfeil Upper case
(Großbuchstaben)/Lower case (Kleinbuchstaben) unten im
Bildschirm zwischen Großbuchstaben und Kleinbuchstaben.

3.

Geben Sie den gewünschten Text ein.

4.

Navigieren Sie, um Save & Exit (Speichern & Beenden)
auszuwählen.

5.

Drücken Sie den Knopf, um den Bildschirm zu verlassen.

Ändern Sie die EinstellungenWählen Sie das Feld, dessen Einstellung geändert werden soll, um diese zu ändern.

6.2.4

1.

Drehen Sie den Druck-/Drehknopf-Knopf, um zu dem Feldzu navigieren, dessen Einstellung geändert werden soll.

2.

Drücken Sie den Druck-/Drehknopf-Knopf, um das Feld
aufzurufen.
–

Mehr als zwei Optionen:
Drehen Sie den Druck-/Drehknopf-Knopf, um die Liste
durchzublättern.

–

Zwei Optionen:
Drücken Sie den Druck-/Drehknopf-Knopf, um
zwischen den Optionen hin- und herzuschalten.

3.

Navigieren Sie, um Save & Exit (Speichern & Beenden)
auszuwählen.

4.

Drücken Sie den Knopf, um den Bildschirm zu verlassen.

Einstellungen der Software
Systemstart – Inbetriebnahme
Weitere Anweisungen zum Navigieren in der Anzeige finden Sie hier:In der Anzeige navigieren ►22

24

AbraPlan-30

6 Das Gerät bedienen
Select language (Sprache wählen)
1.

Wählen Sie die Sprache, die Sie verwenden
möchten. Sie können die Sprache auch
später ändern.
–

2.

Wählen Sie aus Main menu
(Hauptmenü) Configuration(Konfiguration) > Options (Optionen) >Language (Sprache).

Date (Datum)
Sie werden aufgefordert, das Datum
einzustellen.

3.

Time (Zeit)
Sie werden aufgefordert, die Uhrzeit
einzustellen.

Systemstart – tägliche Arbeit
Nach dem Einschalten des Geräts wird als Startbildschirm der Bildschirm angezeigt, der beim
Abschalten des Geräts aktiv war.

6.3

Configuration (Konfiguration)Über das Configuration (Konfiguration) Menü können Sie auf eine Reihe von Einstellungen undParametern zugreifen.
1.

Wählen Sie aus Main menu (Hauptmenü) Configuration (Konfiguration).

2.

Wählen Sie im Menü Configuration (Konfiguration):

–

6.3.1

Options (Optionen) um allgemeine Einstellungen vorzunehmen.

Bedienmodus
Zugriffsebenen
Als Betriebsart können Sie eine von drei Zugriffsebenen wählen.

AbraPlan-30

25

6 Das Gerät bedienen

Bedienmodus

SchleifenÄndern Sie die
EinstellungenKonfigurationsfunktionen

Production(Produktion)

Sie können
Einstellungenauswählen undansehen.

Sie können
Einstellungenauswählen undansehen.

Sie können einige
Einstellungen bearbeiten.

Development(Entwicklung)Sie können
Einstellungenauswählen,ansehen undbearbeiten.

Sie können
Einstellungenauswählen,ansehen undbearbeiten.

Sie können einige
Einstellungen bearbeiten.

Configuration(Konfiguration)

Sie können
Einstellungenauswählen,ansehen undbearbeiten.

Sie können
Einstellungenauswählen,ansehen undbearbeiten.

Sie können alle Einstellungenbearbeiten.

Betriebsart ändern
Vorgehensweise zum Ändern der Betriebsart:

6.3.2

1.

Wählen Sie aus Main menu (Hauptmenü) Configuration (Konfiguration) > Options (Optionen)> Operation mode (Bedienmodus).

2.

Geben Sie das Passwort ein. Siehe Neues Passwort ►26.

3.

Im daraufhin erscheinenden Dialogfeld Select operation mode (Betriebsart wählen) wählen
Sie die gewünschte Betriebsart und bestätigen Sie Ihre Wahl.

Neues Passwort
Beim Öffnen des Menüs werden Sie aufgefordert, ein Passwort einzugeben. Das werkseitig
eingestellte Passwort lautet „2750“.

Passwort ändern
Im Menü Operation mode (Bedienmodus) können Sie das Passwort ändern.
HinweisNotieren Sie sich das neue Passwort.

Vorgehensweise zum Ändern des Passwortes:

26

AbraPlan-30

6 Das Gerät bedienen

6.3.3

1.

Wählen Sie aus Main menu (Hauptmenü) Configuration(Konfiguration) > Options (Optionen).

2.

Wählen Sie das Feld zum Eingeben des Passworts.

3.

Im daraufhin erscheinenden Dialogfeld Enter pass code (Passwort
eingeben) geben Sie das aktuelle Passwort ein. Das werkseitig
eingestellte Passwort lautet „2750“.

4.

Ändern Sie das Passwort und bestätigen Sie Ihre Wahl.

Wasser beim Schleifen
Vorgehensweise oder Deaktivieren von Wasser beim Schleifen:
1.

Wählen Sie aus Main menu (Hauptmenü) Configuration (Konfiguration) > Options(Optionen) > Water during grinding (Wasser beim Schleifen).
Setzen Sie den Wert auf Yes (Ja) oder No (No)(Nein)

6.4

Schleifstein oder Diamantschleifscheibe montieren
VORSICHT
Verwenden Sie das Gerät niemals mit nicht kompatiblen Zubehörteilen oder
Verbrauchsmaterialien.
VORSICHT
Der Schleifstein/die Diamantschleifscheibe hat scharfe und rauhe Kanten.
Tragen Sie zum Schutz Ihrer Finger und Hände Arbeitshandschuhe.
1.

Wählen Sie aus Main menu (Hauptmenü) Change grinding disc
(Schleifscheibe austauschen).

2.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

3.

Wählen Sie in der Liste Select grinding disc (Schleifscheibewählen) den Schleifstein und die Diamantschleifscheibe, den bzw.
die Sie montieren möchten.

AbraPlan-30–

UGS = Anwenderdefinierter Schleifstein (User Grinding
Stone)–UDGD = Anwenderdefinierte Diamantschleifscheibe (UserDiamond Grinding Disc)27

6 Das Gerät bedienen
HinweisDie Verwendung des Abrichtarms zusammen mit
dem Diamantwerkzeug an einer
Diamantschleifscheibe führt zur Zerstörung derScheibe oder des Diamantwerkzeugs.
Achten Sie deswegen unbedingt darauf, denzutreffenden Schleifstein oder eine
Diamantschleifscheibe zu wählen.
Bei der Wahl einer Diamantschleifescheibe wird
das Abrichten automatisch deaktiviert.

Befindet sich der Abrichtarm in der unteren Position, wird er in die„Parkposition“ angehoben.
4.

Achten Sie darauf, dass der Probenhalter
vollständig angehoben ist.

5.

Öffnen Sie die Sicherheitshaube zur
Schleifkammer.

6.

Bewegen Sie die Reinigungspistole zur Seite.

7.

Schrauben Sie die beiden Rändelschrauben ab (A).

8.

Heben Sie die Schleifsteinabdeckung vorsichtig an
und weg vom Schleifstein, und nehmen Sie sie in
Richtung der Vorderseite des Geräts heraus.
Halten Sie die Schleifensteinabdeckung in der
Abrichtarmnut.

9.

Entnehmen Sie einen ggf. bereits eingesetzten
Schleifenstein bzw. eine Diamantschleifscheibe.

10. Vor dem Einsetzen des neuen Schleifsteins bzw.
der neuen Diamantschleiferscheibe ist Folgendes
zu kontrollieren:

28–

Der Schleifstein bzw. die
Diamantschleifscheibe ist unbeschädigt.

–

Der Schleifstein bzw. die
Diamantschleifscheibe ist beim Einsetzen
trocken.

–Der Flansch ist sauber und glatt.

AbraPlan-30

6 Das Gerät bedienen
11. Montieren Sie den Schleifstein bzw. die
Diamantschleifscheibe wie abgebildet auf derGrundplatte.
A Grundplatte
B Gummischeibe
C Schleifstein/Diamantschleifscheibe
D Sicherungsflansch und Pappunterlegscheibe
befestigen
HinweisVerwenden Sie niemals eine
Pappunterlegscheibe untereiner Diamantschleifscheibe.

E Schraube
12. Schrauben Sie die Schraube ein.
13. Ziehen Sie die Schraube mit einem Drehmomentvon mindestens 8 Nm (5,9 lbf-ft) und höchstens
10 Nm (7,4 lbf-ft) an.
Ziehen Sie die Schraube nicht zu stark an, da diesden Schleifstein bzw. die Diamantschleifscheibe
beschädigen kann.
14. Bringen Sie die Schleifsteinabdeckung wieder anund sichern Sie sie mit den beiden
Rändelschrauben.
15. Stecken Sie die Spülpistole wieder in die Halterung.
16. Senken Sie die Haube und folgen Sie den
Anweisungen auf dem Bildschirm.
Wurde ein anderer Schleifstein montiert, erscheint
die folgende Mitteilung:
The dresser needs to perform a surface search.
Press Enter to start the procedure(Der Abrichter muss eine Oberflächensuche
durchführen. Drücken Sie die Eingabetaste, um den
Vorgang zu starten)
17. Drücken Sie den Druck-/Drehknopf-Knopf, um den
Prozess fortzusetzen.
Die Oberflächensuche zum Bestimmen der Höhedes Steins und die Referenz-Position beginnt
automatisch.

AbraPlan-30

29

6 Das Gerät bedienen
18. Nach abgeschlossenem Wechsel des Schleifsteinsbzw. der Diamantschleifscheibe können Sie
Folgendes tun:–Drücken Sie den Druck-/Drehknopf-Knopf, um
den Abschluss des Wechsels zu bestätigen.

–Drücken Sie F1, um Spin test (Spin-Prüfung)zu wählen.
Mit dieser Prüfung wird die Unversehrtheit desSteins bzw. der Scheibe geprüft, während
diese(r) rotiert.
Es erscheint die folgende Mitteilung:
Close the cover and press START to start
the spin test.
(Schließen Sie die Abdeckung und drücken
Sie START, um die Spin-Prüfung zu starten.)

6.5

Spannen und nivellieren Sie die Proben
Die Proben müssen im Probenhalter gleichmäßig verteilt sein. Sie müssen etwa von gleicher Größe
und Gewicht sein.
Der Probenhalter muss austariert sein. Im gegenteiligen Fall treten während des Schleifens
unzulässige Vibration auf.

1.

Damit die Rotation gleichförmig und ausgewuchtet erfolgt, gruppieren Sie mindestens drei
Proben symmetrisch um die Mitte des Probenhalters.

2.

Ziehen Sie die Schrauben sorgfältig an, um die Proben einzuspannen.

3.

Verwenden Sie immer nur Schrauben mit einer Länge, die nicht oder nur minimal über den
Probenhalter hinausragen, gleichzeitig aber die gesamte Gewindelänge des Probenhaltersnutzen.

4.

Vergewissern Sie sich, dass alle Proben korrekt fixiert sind.
Tipp
Beachten Sie bei der Verwendung einer Uniforce Nivelliervorrichtung die
Anweisungen des Herstellers.

30

AbraPlan-30

6 Das Gerät bedienen

6.6

Setzen Sie den Probenhalter ein oder entfernen Sie ihn.
VORSICHT
Ein Probenhalter mit eingesetzten Proben kann schwer sein. Lassen Sie den
Probenhalter erst los, wenn dieser fest in der Kupplung sitzt.
Tragen Sie zum Schutz Ihrer Finger und Hände Arbeitshandschuhe.
Setzen Sie den Probenhalter ein.
1.

Bringen Sie den Probenhalter unter derSchnellkupplung an und stützen Sie ihn mit Ihren
Fingern ab.

2.

Halten Sie den Flansch gedrückt, während Sie den
Druckzapfen des Probenhalters in die Kupplung
einführen.

3.

Lassen Sie den Flansch vorsichtig wieder los.

4.

Drehen Sie den Probenhalter so lange, bis die drei
Führungsstifte in die entsprechenden Öffnungeneinrasten.

5.

Vergewissern Sie sich, dass der Probenhalter mit derKupplung sicher verbunden ist.

Entfernen Sie den Probenhalter.
1.

Stützen Sie den Probenhalter mit Ihren Fingern.

2.

Halten Sie den Flansch gedrückt, während Sie den Probenhalter etwas nach oben drücken.
Halten Sie gleichzeitig den Flansch mit dem Handballen nach unten gedrückt.

3.

Stützen Sie den Probenhalter mit einer Hand ab, während sie ihn nach unten führen, um ihn
aus der Kupplung zu lösen.

4.

Lassen Sie den Flansch los und entfernen Sie den Probenhalter.

6.7

Schleifen

6.7.1

Schleif-Setup
Schleifmodus wählen
Die im Menü Grinding setup (Schleif-Setup) definierten Einstellungen werden in der Software
gespeichert, wenn die Stromversorgung des Geräts unterbrochen wird.

AbraPlan-30

31

6 Das Gerät bedienen
1.

Wählen Sie aus Main menu (Hauptmenü) Grinding(Schleifen).

2.

Wählen Sie den Schleifmodus.

Es stehen folgende Modi zur Verfügung.
•Removal (Abtrag)
Wählen Sie eine bestimmte Materialmenge, die vonder Probe abgetragen werden soll.

•

Time (Zeit)
Wählen Sie eine Zeit, um die Dauer des Prozesses
einzustellen.

•

Removal-Time (Abtragzeit)
Wählen Sie eine Kombination aus Removal (Abtrag)
und Time (Zeit)

Removal-Time (Abtragzeit) wird benutzt, wennabsolute Planheit verlangt wird:–

Die vorgegebene Materialmenge wird
abgetragen.

–Der Stein wird abgerichtet.

–

Auf dem frisch abgerichteten Schleifstein
wird eine sehr kurze Schleifstufe ausgeführt.

Dadurch wird sichergestellt, dass nach Abtrag
einer bestimmten Materialmenge absolute
Planheit erzielt wird.

32

3.

Wählen Sie den Schleifstein bzw. die
Diamantschleifscheibe, die Sie verwenden möchten.

4.

Stellen Sie zu verwendende Andruckkraft ein.

AbraPlan-30

6 Das Gerät bedienen
Die Prozesszeit für das Removal (Abtrag)
Die Prozesszeit für das Removal (Abtrag) läuft nach 15 Minuten ab.
Wenn die vorgegebene Menge an Material innerhalb dieser Zeitspanne nicht abgetragen wird,
wird der Prozess automatisch gestoppt.
Wird über einen Zeitraum von 5 Minuten eine zu geringe Abtragsrate erkannt, erscheint folgendes
Pop-up-Fenster:
The removal rate is too low. Time limit was exceeded. (Die Abtragsrate ist zu niedrig.
Das Zeitlimit wurde überschritten.)

6.7.2

1.

Drücken Sie F1, um den Prozess abzubrechen.

2.

Ändern Sie die Einstellungen für Abtrag und Andruckkraft, um das
Schleifen fortzusetzen, oder drücken Sie den Druck-/Drehknopf-Knopf,
um den Prozess 1 Stunde lang fortzusetzen.

Schleifenprozess starten
1.

Schließen Sie die Haube des Geräts.

2.

Achten Sie beim Wählen des Schleifmodus darauf, dass die
Einstellungen korrekt sind.

3.

Drücken Sie die Schaltfläche Start.

KühlenDie Umlaufpumpe startet automatisch, wenn der Prozess gestartet wird.

Schleifenprozess
Die Anzeige zeigt den Zustand des Verfahrens,
wie in diesem Beispiel dargestellt.
A Schleifmodus
B Abzutragendes Restmaterial
C Am Probenhalter anliegende
Andruckkraft
D Last am Hauptmotor

6.7.3

Schleifenprozess stoppen
Der Prozess wird automatisch beendet, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen oder dervorgegebene Materialabtrag erreicht ist.

AbraPlan-30

33

6 Das Gerät bedienen
Die Rotation des Schleifensteins wird gestoppt und der Probenhalter kehrt in seine
Ausgangsposition zurück.
Falls erforderlich, können Sie den Prozess früher unterbrechen.

Gerät stoppen•

Drücken Sie die Schaltfläche Stopp.

Der Prozess ist unterbrochen.
So halten Sie den Prozess endgültig an:•

Drücken Sie erneut die Schaltfläche Stopp.

HinweisWenn Sie den Prozess im Modus Removal (Abtrag) unterbrechen, kann die
Referenzposition verlorengehen. Um genaue Ergebnisse zu erzielen, muss derProzess gestoppt und ein neuer Prozess mit einer neuen Referenzposition gestartet
werden.

6.8

Abrichten
Abrichtfunktionen
Sorgen Sie für ein regelmäßiges Abrichten, damit der Stein scharf und plan bleibt. Zum
automatischen Abrichten des Schleifsteins wird ein Diamantwerkzeug verwendet.
HinweisWählen Sie beim Einsetzen oder Wechsel des Schleifsteins immer das richtige
Setup.

HinweisVerwenden Sie niemals den Abrichtarm mit dem Diamantwerkzeug für die
Diamantschleifscheibe. Dies kann zur Zerstörung der Scheibe oder desDiamantwerkzeugs führen.

Ein kleines Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zeigt den Zustand desSchleifenmediums an.

34

AbraPlan-30

6 Das Gerät bedienen

SymbolFunktion
Der Schleifstein wurde verwendet, aber nicht abgerichtet.

Der Schleifstein wurde gerade abgerichtet.

Es ist eine Diamantschleifscheibe montiert.

Automatisches Abrichten
Es wird deshalb empfohlen, die automatische Abrichtfunktion zu aktivieren und den
Schleifenstein nach jedem Schleifprozess automatisch abzurichten.

Manuelles Abrichten
1.

Drücken Sie Abrichten, um den Schleifstein abzurichten.
Diese Funktion ist im Bildschirm Grinding setup (Schleif-Setup), im
Bildschirm Dressing setup (Abricht-Setup) oder während des Prozesses
verfügbar.

Diamantschleifscheibe abrichten
Abrichten einer Diamantschleifscheibe:
1.

AbraPlan-30

Setzen Sie drei Aluminiumoxid-Abrichtsteine in einen Probenhalter und schleifen Sie einige
Sekunden lang. Siehe die Anleitung für die Aluminiumoxid-Abrichtsteine.

35

6 Das Gerät bedienen

6.8.1

Abricht-Setup mit Diamantwerkzeug
Die Abrichtfunktion ist konfigurierbar.
Einstellung

Beschreibung

Dresser step (multiple sweeps >50 µ)(Abrichterstufe (mehrere Sweeps > 50 µ))

Entfernung, die der Abrichter in jedem Schritt
nach unten zurücklegt.
Wählen Sie einen Wert zwischen 10 µm und
200 µm in Stufen von 10 µm. Benutzen Sie diekleinstmögliche Stufe.
Für Schritte > 50 µm werden mehrere Sweeps
verwendet.
HinweisAchten Sie während desAbrichtens auf die Geräusche, um
sicherzustellen, dass der
Abrichter über die gesamte
Fläche mit dem Schleifenstein in
Berührung ist.
Ist der Stein uneben, erhöhen Sie
die Stufe.

36

Dresser speed (1=low ... 10=high)(Abrichtergeschwindigkeit (1=niedrig ...
10=hoch))Geschwindigkeit des Abrichters, mit der er sichüber den Schleifstein bewegt. Wählen Sie einen
Wert zwischen 1 und 10.

Automatic dressing during process(Automatisches Abrichten während desProzesses)

Wählen Sie Yes (Ja), um das automatische
Abrichten zu aktivieren, insbesondere, wenn derModus Removal (Abtrag) verwendet wird.

AbraPlan-30

6 Das Gerät bedienen

Einstellung

Beschreibung

Dressing mode (Abrichtmodus)

Diese Einstellung ist verfügbar, wenn Automatic
dressing during process (Automatisches
Abrichten während des Prozesses) auf Yes (Ja)gesetzt ist.
Der Abrichtmodus kann, abhängig vom
Schleifmodus, entweder auf Removal (Abtrag)oder Time (Zeit) gesetzt werden.
Removal (Abtrag)

Das Abrichten startet
automatisch, wenn die
Abtragsrate auf ein
bestimmtes Niveau fällt.

Time (Zeit)

Der Stein wird inregelmäßigen Abständen
abgerichtet.

Grinding mode
(Schleifmodus)

Dressing mode
(Abrichtmodus)

Removal (Abtrag)

Removal (Abtrag) oderTime (Zeit)

Time (Zeit)

Time (Zeit)

Removal-Time(Abtragzeit)

Removal (Abtrag) oderTime (Zeit)

Wenn Dressing mode (Abrichtmodus) auf
Removal (Abtrag), gesetzt ist, lässt sich Dresser
sensitivity (Abrichterempfindlichkeit) einstellen.
Wählen Sie einen Wert zwischen 1 und 5.

Dressing interval (Abrichtintervall)•

Hohe Empfindlichkeit:
Der Stein wird abgerichtet, sobald sich die
Abtragsrate verringert. Die Schleifzeit ist so
kurz wie möglich.

•

Geringe Empfindlichkeit:
Die Abtragsrate muss weiter fallen, ehe derStein abgerichtet wird. Die Schleifzeit ist
länger. Die Lebensdauer des Schleifsteins
ist länger.

Diese Einstellung ist verfügbar, wenn Dressing
mode (Abrichtmodus) auf Time (Zeit) gesetzt ist.
Wählen Sie einen Wert zwischen 0:10 und
5:00 Minuten.

AbraPlan-30

37

7 Wartung und Service

Einstellung

Beschreibung

Dressing during process (Abrichten
während des Prozesses)

Abrichten, während der Probenhalter sich noch
auf dem Schleifstein befindet. Dies wird beim
Schleifen sehr harte Materialien verwendet, dieein häufiges Abrichten verlangen.
Yes
(Ja)

Abrichten mit voreingestellter Kraft
auf dem Probenhalter.

No (No) Abrichten mit verringerter Kraft auf(Nein)
dem Probenhalter. Der Halter wird
beim Abrichten leicht angehoben.
Automatic dressing after process(Automatisches Abrichten nach dem Prozess)Automatisches Abrichten des Steins nach jedem
Prozess.
Yes(Ja)

Wenn der Modus Time (Zeit) gewählt
ist, wird sichergestellt, dass derSchleifstein zu Beginn des Prozesses
scharf ist.

No (No) Wenn der Modus Removal (Abtrag)(Nein)
gewählt ist, wird der Schleifsteinabgerichtet, wenn dies notwendig
wird.
Remaining height of stone (Verbleibende
Steinhöhe)

Dieser Wert zeigt an, wie viel vom Stein nochübrig ist.

Funktionstasten

7F1

Erneutes Suchen der Oberfläche, wenn der Schleifensteinhohem Verschleiß ausgesetzt ist.

F4

Wechseln Sie den Schleifstein.

Wartung und Service
Maximale Verfügbarkeit und eine lange Betriebszeit lassen sich nur mithilfe einer korrekten Wartungerreichen. Die ordnungsgemäße Wartung ist wichtig, um den sicheren Betrieb des Geräts zu
gewährleisten.
Die in diesem Abschnitt beschriebenen Wartungsmaßnahmen dürfen nur von ausgebildeten odergeschulten Personen durchgeführt werden.

Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen (SRP/CS)
Sicherheitsbezogene Teile sind in Abschnitt „Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen(SRP/CS)“ in Abschnitt „Technische Daten“ dieser Anleitung beschrieben.

38

AbraPlan-30

7 Wartung und Service
Technische Fragen und Ersatzteile
Bei technischen Fragen und zum Bestellen von Ersatzteilen geben Sie immer die Seriennummer
sowie Spannung/Frequenz an. Seriennummer und Spannung stehen auf dem Typenschild jedes
Geräts.

7.1

Allgemeine Reinigung
Um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern empfehlen wir dringend eine regelmäßige
Reinigung.
HinweisVerwenden Sie kein trockenes Tuch, da die Oberflächen nicht kratzfest sind.
Fett und Öl können mit Ethanol oder Isopropanol entfernt werden.
HinweisVerwenden Sie kein Azeton , Benzol oder ähnliche Lösungsmittel.

Wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird•

7.2

Reinigen Sie das Gerät und das gesamte Zubehör sorgfältig.

Täglich•Reinigen Sie alle zugänglichen Oberflächen mit einem weichen, feuchten Tuch.

Umlaufkühleinheit
Siehe die Betriebsanleitung des fraglichen Geräts.

7.2.1

•

Überprüfen Sie den Pegel der Kühlflüssigkeit nach 8 Betriebsstunden, mindestens abereinmal wöchentlich. Füllen Sie, falls erforderlich, den Tank mit Kühlflüssigkeit auf.

•Überprüfen Sie die Filter. Falls erforderlich, reinigen Sie die Filter.

Tank der Umlaufkühleinheit kontrollieren
1.

Kontrollieren Sie die Kühlflüssigkeit und tauschen Sie sie bei Bedarf aus.
HinweisIst das Kühlwasser durch Bakterien oder Algen verunreinigt, muss es umgehend
gewechselt werden.

2.

Wenn die Pumpe die Kühlflüssigkeit nicht erreichen kann, füllen Sie Flüssigkeit nach.

3.

Wechseln Sie die Kühlflüssigkeit, wenn diese verschmutzt ist. Siehe Kühlflüssigkeit
wechseln ►42.

AbraPlan-30

39

7 Wartung und Service

7.3

Wöchentlich
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um Beschädigungen durch Schleifmittel oder Metallpartikel zu
vermeiden.
1.

Reinigen Sie alle lackierten Oberflächen und das Bedienfeld mit einem weichen feuchten Tuchund gängigen Haushaltsreinigern. Zum Entfernen starker Verschmutzungen verwenden Sieeine kraftvolle Handreinigungspaste wie Solopol Classic.

Sicherheitshaube reinigen
1.

Reinigen Sie die Sicherheitshaube mit einem weichen, feuchten Tuch und einem gängigen
antistatischen Fensterreiniger.
HinweisVergewissern Sie sich, dass kein Wasch- oder Reinigungsmittel in den Tank derKühleinheit gespült wurden. Dies kann zu übermäßiger Schaumbildung führen.

Umlaufkühleinheit
Siehe die Betriebsanleitung des fraglichen Geräts.

7.3.1

40

•

Reinigen Sie die Umlaufkühleinheit. Siehe . Umlaufkühleinheit reinigen ►42.

•

Reinigen Sie den Tank der Umlaufkühleinheit. Siehe . Umlaufkühleinheit reinigen ►42.

•

Füllen Sie den Tank der Umlaufkühleinheit. Siehe . Kühlflüssigkeit wechseln ►42

Wanne reinigen
1.

Wählen Sie im Menü Maintenance (Wartung)Cleaning (Reinigen).

2.

Befindet sich der Abrichtarm in der unteren Position, drücken Sie F1, um den
Arm in die obere Position zu fahren.

3.

Kontrollieren Sie, dass sich der Probenhaltermotor in der oberen Position
befindet.

4.

Öffnen Sie die Schutzhaube.

5.

Bewegen Sie die Reinigungspistole zur Seite.

AbraPlan-30

7 Wartung und Service
6.

Schrauben Sie die beiden Rändelschrauben ab.

7.

Halten Sie die Schleifsteinabdeckung in der Abrichtarmnut undheben Sie die Abdeckung vorsichtig an und nehmen Sie sie in
Richtung der Vorderseite des Geräts heraus.

8.

Entfernen Sie die Schleifsteinabdeckung.

A Abdeckung fürSchleifstein
B Spüleinheit(Spülpistole undHalterung)
C Abrichtarm
9.

Entfernen Sie den Abrieb, der sich auf dem Boden der Wanneangesammelt hat.

A Ablaufschale
B Schleifstein
10. Reinigen Sie die Wanne gegebenenfalls mit der Spülpistole.
Drücken Sie die Taste SPÜLEN, um die Pumpe zu starten.
Stecken Sie die Spülpistole nach Gebrauch wieder in die
Halterung.
11. Setzen Sie die Schleifsteinabdeckung wieder auf.
12. Ziehen Sie die beiden Rändelschrauben an.

7.4

Monatlich
Umlaufkühleinheit
Siehe die Betriebsanleitung des fraglichen Geräts.
•

Reinigen Sie die Umlaufkühleinheit.

•

Tauschen Sie das Kühlmittel mindestens einmal im Monat aus.
HinweisWechseln Sie das Kühlwasser, wenn Sie Verschmutzung durch Algen oder

AbraPlan-30

41

7 Wartung und Service

7.4.1

Umlaufkühleinheit reinigen
1.

Reinigen Sie den Tank der Umlaufkühleinheit und die angeschlossenen Schläuche gründlich.

2.

Wurde zum Reinigen des Wanneneinsatzes und des Tanks der Umlaufkühleinheit eine
Seifenlösung verwendet, muss der Tank vor dem Befüllen gründlich mit sauberem Wasser
gespült werden.
HinweisIst das Kühlwasser durch Bakterien oder Algen verunreinigt, muss es umgehend
gewechselt werden.

7.4.2

3.

Ist das Kühlwasser durch Bakterien oder Algen verunreinigt, müssen Tank und Schläuche mit
einem geeigneten bakteriziden Desinfektionsmittel gereinigt werden.

4.

Reinigen Sie den Statikfilter: Nehmen Sie ihn heraus und spülen Sie ihn mit Wasser.

Kühlflüssigkeit wechseln
HinweisDie Flüssigkeit in der Kühleinheit enthält ein Kühlschmiermittel sowie Schleifabrieb,
weswegen das Abwasser nicht über die Kanalisation entsorgt werden darf.
Kühlwasser muss gemäß den für den Standort vorgeschriebenen
Sicherheitsvorschriften entsorgt werden.
Leeren Sie den Tank der Umlaufkühleinheit
1.

Entfernen Sie den Tank der Umlaufkühleinheit aus der Kammer unter dem
Gerät.

2.

Ziehen Sie den Wasserzuflussschlauch von der Pumpe ab und schließen Sie
das Stück Zusatzschlauch (im Lieferumfang enthalten) an.

3.

Setzen Sie das andere Ende dieses Schlauches in einen Behälter mit passender
Größe.

4.

Wählen Sie im Menü Maintenance (Wartung) die Option Empty recirculation
tank (Tank der Kühleinheit leeren).

5.

Drücken Sie F1, um die Pumpe zu starten.

6.

Die Pumpe stoppt automatisch. Drücken Sie Stopp, um einen manuellen Stopp
durchzuführen.

7.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
VORSICHT
Vermeiden Sie Hautkontakt mit dem Kühlmittelzusatz.

42

AbraPlan-30

7 Wartung und Service

7.5

Jährlich
Untersuchen Sie die Sicherheitshaube
Tipp
Wird das Gerät für eine mehr als 7-stündige Schicht pro Tag verwendet, müssen
diese Kontrollen häufiger durchgeführt werden.
1.

Kontrollieren Sie die Sicherheitshaube auf sichtbare Anzeichen von Verschleiß oderBeschädigung, wie Risse, Vertiefungen oder Beschädigungen der Abdichtkante.

Ersetzen der Scheibe der Sicherheitshaube
HinweisDie Scheibe der Sicherheitshaube muss direkt nach einem Schaden, der zu einer
Schwächung führen könnte, ausgetauscht werden. Das kann z. B. durch den
Einschlag eines Teils oder durch sichtbare Zeichen für Verschleiß oderBeschädigung sein.
HinweisDie Scheibe muss ausgetauscht werden, um weiterhin die
Sicherheitsanforderungen gemäß EN 16089 zu erfüllen.
Um die Schutzfunktion aufrechtzuerhalten, muss die Scheibe
der Sicherheitshaube alle 5 Jahre ausgetauscht werden. Aufeinem Schild auf der Scheibe ist angegeben, wann sie zu
ersetzen ist.

Umlaufkühleinheit
Siehe die Betriebsanleitung des fraglichen Geräts.

7.5.1

Prüfen Sie die Sicherheitseinrichtungen
Die Sicherheitseinrichtungen müssen einmal pro Jahr geprüft werden.
WARNUNG
Verwenden Sie niemals ein Gerät mit defekten Sicherheitsvorrichtungen.
Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.
HinweisDie Prüfung sollte immer nur von qualifiziertem Fachpersonal (Elektromechanik,
Elektronik, Pneumatik usw.) vorgenommen werden.
Siehe .
•

Not-Aus ►44•

Sicherheitshaube ►44

AbraPlan-30

43

7 Wartung und Service

7.5.2

Not-AusTest 1
1.

Drücken Sie die Schaltfläche Start.Das Gerät startet.

2.

Drücken Sie den Not-Aus-Schalter.

3.

Wenn der Betrieb nicht unterbrochen wird, drücken Sie die Schaltfläche Stopp.

4.

Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.

1.

Drücken Sie den Not-Aus-Schalter.

2.

Drücken Sie die Schaltfläche Start.

3.

Wenn die Maschine startet, drücken Sie die Stopptaste.

4.

Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.

Test 2

7.5.3

Sicherheitshaube
Die Haube verfügt über ein System mit Sicherheitsschalter, um zu verhindern, dass Bediener mit
beweglichen Teilen im Arbeitsbereich in Kontakt kommen, während die Haube geöffnet ist.
Ein Sicherheitsschloss sorgt dafür, dass die Haube erst geöffnet werden kann, wenn die
Schleifscheibe zum vollständigen Stillstand gekommen ist.
Die Haube schützt Bediener auch vor herumfliegenden Teilen, wie Proben, die nicht
ordnungsgemäß gesichert waren.

44

AbraPlan-30

7 Wartung und Service
Test 37.6

1.

Öffnen Sie die Sicherheitshaube.

2.

Drücken Sie die Schaltfläche Start.

3.

Wenn die Maschine startet, drücken Sie die Stopptaste.

4.

Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.

Ersatzteile
Technische Fragen und Ersatzteile
Bei technischen Fragen oder bei der Bestellung von Ersatzteilen geben Sie bitte das
Produktionsjahr an. Das Produktionsjahr ist auf dem Zylinderrahmen eingraviert.
Weitere Informationen erhalten Sie vom Struers Service. Hier können Sie auch die Verfügbarkeit
von Ersatzteilen erfragen. Die Kontaktdaten finden Sie auf Struers.com.

7.7

Wartung und Reparatur
Wir empfehlen, immer jährlich oder nach Intervallen von je 1500 Betriebsstunden eine normale
Wartung durchzuführen.
Nach dem Einschalten des Geräts erscheinen auf der Anzeige Informationen über die
Gesamtbetriebszeit und Servicemitteilungen.
Nach einer Betriebszeit von 1500 Stunden erscheint auf der Anzeige eine Mitteilung, die den
Anwender daran erinnert, einen Service Check zu bestellen.
HinweisEin Service darf nur von qualifiziertem Fachpersonal (Elektromechanik,
Elektronik, Pneumatik usw.) durchgeführt werden.
Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.

7.8

Entsorgung
Mit dem WEEE-Symbol gekennzeichnete Geräte enthalten elektrische undelektronische Bauteile und dürfen daher nicht zusammen mit dem normalen
Abfall entsorgt werden.
Wenden Sie sich an die zuständige Behörde, um Informationen über die
korrekte Entsorgung im Sinne der geltenden nationalen Vorschriften zu
erfahren.
Beachten Sie bei der Entsorgung von Verbrauchsmaterialien und Flüssigkeit
der Umlaufkühleinheit geltende Vorschriften.

AbraPlan-30

45

8 Fehlersuche und -behebung - AbraPlan-30

846

Fehlersuche und -behebung - AbraPlan30
FehlerUrsacheMaßnahme

Displaytext nicht deutlich.

Das Display ist empfindlichgegenüber
Temperaturschwankungen.

Ändern Sie den
Displaykontrast im Menü
Configuration(Konfiguration).

Das Wasser läuft nicht ab.

Abflussschlauch gequetscht.

Ziehen Sie den Schlauch
gerade.

Abflussschlauch verstopft.

Reinigen Sie den
Schlauch.

Abflussschlauch hat kein Gefälle.

Richten Sie den
Schlauch so aus, dass er
ein gleichmäßiges
Gefälle besitzt.

Beständiger, ungleichmäßiger
Verschleiß einer
Schleifoberfläche.

Verschlissene Kupplung am
Probenhalter bzw. derEinzelprobenhalterscheibe oderverschlissener Kopf desProbenbewegerkopfes.

Kupplung austauschen

Wasserleck

Leck im Wasserschlauch derKühleinheit.

Überprüfen Sie den
Schlauch auf Leckagen
und ziehen Sie die
Schlauchschelle an.

Proben, Kühleinheit oder
Gerät korrodiert.

Zu wenig Kühlschmiermittel im
Kühlwasser.

Geben Sie das
Kühlschmiermittel vonStruers zur
Kühlflüssigkeit. Achten
Sie dabei auf diekorrekte Konzentration.
Prüfen Sie diese mit
einem Refraktometer
Beachten Sie die
Hinweise im Kapitel„Wartung“.

Setzen Sie sich mit dem
Struers Service in
Verbindung.

AbraPlan-30

8 Fehlersuche und -behebung - AbraPlan-30

FehlerUrsacheMaßnahme

Kein Abtrag.

Schleifstein/Diamantschleifscheibe
mit Material zugesetzt.

Ziehen Sie den
Schleifstein/die
Diamantschleifscheibeab.

Nicht genügend Kühlwasserfluss.

Füllen Sie den Tank der
Umlaufkühleinheit.

Schleifdruck zu niedrig.

Regulieren Sie den
Schleiftdruck.

Nicht genügend Kühlwasserfluss.

Füllen Sie den Tank der
Umlaufkühleinheit.

Kühlwasserpumpe verstopft.

Reinigen Sie die Pumpe
und die Kühleinheit.

Schleifstein/Diamantschleifscheibe
mit Material zugesetzt.

Ziehen Sie den
Schleifstein/die
Diamantschleifscheibeab.

Die Probe wird warm.

Proben sind nicht plan.

Wählen Sie RemovalTime (Abtragzeit) als
Schleifmodus.
Der Probenhalter nicht
ausgewuchtet.
oder
Zu wenig Proben im Probenhalter.

Halter austarieren.
Verwenden Sie eineoder mehrere
Blindproben, um den
Halter auszutarieren.

oder
Falsch zentrierte große Probe oder
Proben im Probenhalter nicht
gleichmäßig verteilt.
Es ist ein Quietschen zu hören

Riemen abgenutzt.

Setzen Sie sich mit dem
Struers Service in
Verbindung.

Wenn das Gerät in Betrieb ist
und abgeschaltet wird, ist ein
Zischlaut laut zu hören.

Leck im Druckluftsystem.

Ziehen Sie die
Verbindungen an undersetzen Sie, falls
erforderlich, die
Druckluftschläuche.

AbraPlan-30

47

8 Fehlersuche und -behebung - AbraPlan-30

FehlerUrsacheMaßnahme

Starke Vibrationen beim
Betrieb des Geräts.

Schleifstein defekt und hat Unwucht.

Ersetzen Sie den
Schleifstein.

Der Probenhalter nicht
ausgewuchtet. Zu wenige Proben im
Probenhalter.

Halter austarieren.
Verwenden Sie eineoder mehrere
Blindproben, um den
Halter auszutarieren.

Oder
Falsch zentrierte große Proben oder
Proben im Probenhalter nicht
gleichmäßig verteilt.
Das Gerät ist im Leerlauf sehr
laut.

8.1

Axiallager defekt.

Setzen Sie sich mit dem
Struers Service in
Verbindung.

Spindel/Motorlager defekt.

Setzen Sie sich mit dem
Struers Service in
Verbindung.

Mitteilungen und Fehler - AbraPlan-30
Fehlermeldungen sind in zwei Klassen unterteilt:
•

8.1.1

Mitteilungen und Fehler

MitteilungenMitteilungen enthalten Informationen über den Zustand des Geräts sowie kleinere Fehler

8.1.2

FehlerFehler müssen vor Fortsetzung des Betriebs behoben werden.
Drücken Sie Eingabe, um die Fehlermeldung zu bestätigen.

48

AbraPlan-30

8 Fehlersuche und -behebung - AbraPlan-30#

Fehlermeldung

UrsacheMaßnahme

7(Hinweis)

Der Bedienmodus erlaubt
kein Bearbeiten.

Wählen Sie ein höheres
Niveau für den
Bedienmodus, z. B.
Configuration(Konfiguration).

Wird der Prozess
unterbrochen, wird für den
restlichen Abtrag ein
neuer Referenzpunkt
berechnet. Dies kann die
Genauigkeit des Abtrags
insgesamt beeinflussen.

Drücken Sie OK, um den
Prozess fortzusetzen.

Das Gerät konnte die
gewählte Andruckkraft
nicht aufrechterhalten.

Kontrollieren Sie, dass derDruck 6 bar beträgt.
Starten Sie den Prozess
erneut.

Action not allowed byoperation mode.
(Diese Aktion ist im
Bedienensmodus nicht
zulässig.)
54(Hinweis)
The process is paused.
This might affectremoval accuracy. For
the greatest accuracy
start a new process.

Drücken Sie Stopp, um
den Prozess abzubrechen.

(Der Prozess ist
unterbrochen. Dies kanndie Abtragungsgenauigkeit
beeinträchtigen. Für die
beste Genauigkeit starten
Sie einen neuen Prozess.)
101

Warning (Warnung)Cannot keep preset
force.
(Voreingestellte
Andruckkraft kann nicht
aufrechterhalten werden.)114

Warning (Warnung)Disc motor:

Falls das Problem
weiterhin besteht, wenden
Sie sich an den Struers
Service.
Die Bewegungseinheit hateine unspezifische
Warnung ausgegeben.

Starten Sie das Gerät neu.

Die Druckluftversorgung
ist nicht angeschlossen
oder der Druck ist zu
niedrig.

Überprüfen Sie den
Druckluftanschluss.

Warning: General.
Warning code: 0(Scheiben-Motor:
Warnung: Allgemein.

Falls das Problem
weiterhin besteht, wenden
Sie sich an den Struers
Service. Notieren Sie die
Nummer des angezeigten
Fehlercodes.

Warncode: 0)141

Warning (Warnung)No air connected or airpressure too low.
(Keine Druckluft
angeschlossen oder
Druckluftwert zu niedrig.)

AbraPlan-30

Kontrollieren Sie, dass derDruck min. 6 bar beträgt.

49

8 Fehlersuche und -behebung - AbraPlan-30#

Fehlermeldung

151

Warning (Warnung)UrsacheIst keine Signalanzeige
installiert, deaktivieren Sie
diese im Menü Options(Optionen).

Beacon not detected!
Either check beacon
connection or disable itin Options menu.

Wenn eine Signalanzeige
installiert ist: überprüfen
Sie die Verbindung.

(Signalanzeige nicht
erkannt!

Starten Sie das Gerät neu.

Anschluss der
Signalanzeige überprüfen
oder Funktion im Menü
Optionen deaktivieren.)
155

Falls das Problem
weiterhin besteht, wenden
Sie sich an den Struers
Service..

Warning (Warnung)

Mögliche Ursachen:

Signal from dresser
vibration detector is outof range!

•

starke Vibrationen in
der Umgebung•

Defekter Sensor oderfalsch installierter
Sensor

Surface search
procedure might not be
precise.

Maßnahme

Kontrollieren Sie, dass sichkeine Vibrationen
verursachenden
Maschinen in der Nähe desGeräts befinden.
Starten Sie das Gerät neu.
Falls das Problem
weiterhin besteht, wenden
Sie sich an den Struers
Service.

(Signal desVibrationsdetektors desAbrichters außerhalb desBereichs!
Die Oberflächensuche istmöglicherweise nicht
präzise.)45

Error (Fehler)
Disc motor:
Positioning error.

Der Abrichtarm konnte
nicht wie eingegeben
bewegt werden.

Kontrollieren Sie, dass die
Bewegung desAbrichtarms nicht
behindert ist.

Check for obstructions.
(Scheiben-Motor:
Positionsfehler.
Prüfen Sie, ob eine
Blockierung vorhanden
ist.)

50

AbraPlan-30

8 Fehlersuche und -behebung - AbraPlan-30#

Fehlermeldung

UrsacheMaßnahme

46

Error (Fehler)

Diese Mitteilung erscheint
während der Kalibrierung.
Der Probenbewegerkopf
versucht eine
Abwärtsbewegung, um
eine Andruckkraft zu
generieren. Da er sichnicht vollständig nach
unten bewegen kann,erscheint dieseFehlermeldung.

Kontrollieren Sie, dass die
Bewegung desProbenbewegerkopfes
nicht behindert ist.

Die Motorlast hat einÜberhitzen verursacht,
sodass der Prozess nicht
fortgesetzt werden kann.

Lassen Sie den Motor
10 Minuten lang abkühlen.

Die Datenverbindung zum
Schrittmotormodul ist
unterbrochen.

Starten Sie das Gerät neu.

The head did not move
down sufficiently for thecalibration to start.
Calibration aborted.
(Die Bewegung desKopfes reichte für den
Beginn der Kalibrierung
nicht aus. Kalibrierung
abgebrochen.)
50

Error (Fehler)
Disc motor:
The motor is too hot andhas been stopped. Allow
motor to cool before
starting a process.

Starten Sie das Gerät neu.

(Scheiben-Motor:
Der Motor ist überhitzt undwurde angehalten. Lassen
Sie den Motor abkühlen,ehe Sie den Prozess
wieder starten.)73

Error (Fehler)
Disc motor:
SMU is offline.
Call a Service
Technician.

Falls das Problem
weiterhin besteht, wenden
Sie sich an den Struers
Service.

(Scheiben-Motor:
SMU ist offline.
Kontaktieren Sie dentechnischen Service.)

AbraPlan-30

51

8 Fehlersuche und -behebung - AbraPlan-30#

Fehlermeldung

UrsacheMaßnahme

80

Error (Fehler)

Die Bewegung desProbenbewegerkopfes
wird behindert.

Überprüfen Sie die
Druckluftversorgung.

The mover head did not
move correctly.
- Check the air supply.
- Check for any
obstructions.

Kontrollieren Sie, dass die
Bewegung desProbenbewegerkopfes
nicht behindert ist.

(Der Probenbewegerkopf
hat eine falsche Bewegung
durchgeführt.
- Überprüfen Sie die
Druckluftversorgung.
- Prüfen Sie, ob eine
Blockierung vorhanden
ist.)
91

Error (Fehler)

Starten Sie das Gerät neu.

Dresser reference
search, sweep sensor
not deactivated.

Falls das Problem
weiterhin besteht, wenden
Sie sich an den Struers
Service.

(AbrichterReferenzsuche, SweepSensor nicht deaktiviert.)
92

Error (Fehler)
Dresser reference
search, sweep sensor
not activated.
(AbrichterReferenzsuche, SweepSensor nicht aktiviert.)

97

Error (Fehler)

Starten Sie das Gerät neu.

Dresser reference
search, feed sensor notdeactivated.

Falls das Problem
weiterhin besteht, wenden
Sie sich an den Struers
Service.

(AbrichterReferenzsuche,
Vorschubsensor nicht
deaktiviert.)

52

Die Referenzposition desStarten Sie das Gerät neu.
Abricht-Sweeps kann nicht
Falls das Problem
gefunden werden.
weiterhin besteht, wenden
Sie sich an den Struers
Service.

AbraPlan-30

8 Fehlersuche und -behebung - AbraPlan-30#

Fehlermeldung

Ursache98

Error (Fehler)

Die Referenzposition desStarten Sie das Gerät neu.
Abricht-Sweeps kann nicht
Falls das Problem
gefunden werden.
weiterhin besteht, wenden
Sie sich an den Struers
Service.

Dresser reference
search, feed sensor not
activated.
(AbrichterReferenzsuche,
Vorschubsensor nicht
aktiviert.)
99

Error (Fehler)
Disc motor:

Maßnahme

Der Motor und/oder die
Bewegung ist blockiert.

Kontrollieren Sie, dass die
Bewegung nicht behindert
ist.

Die Bewegungseinheit hateinen unspezifischen
Fehler ausgegeben.

Starten Sie das Gerät neu.

Movement is blocked.
(Scheiben-Motor:
Die Bewegung ist
blockiert.)
100

Error (Fehler)
Disc motor:
Error: General.
Error code: 0
Try to restart themachineFalls das Problem
weiterhin besteht, wenden
Sie sich an den Struers
Service. Notieren Sie die
Nummer des angezeigten
Fehlercodes.

(Scheiben-Motor:
Fehler: Allgemein.
Fehlercode: 0
Versuchen Sie, das Gerät
erneut zu starten.)
103

Error (Fehler)
The required airpressure is not
obtained.
- Check the air supply.
(Der erforderliche
Druckluftwert wird nicht
erreicht.

Kontrollieren Sie, dass derDruck min. 6 bar beträgt.
Starten Sie das Gerät neu.
Falls das Problem
weiterhin besteht, wenden
Sie sich an den Struers
Service.

- Überprüfen Sie die
Druckluftversorgung.)

AbraPlan-30

53

8 Fehlersuche und -behebung - AbraPlan-30#

Fehlermeldung

UrsacheMaßnahme

106

Error (Fehler)

Der Abrichter konnte die
Referenz-Suchbewegung
nicht abschließen.

Starten Sie das Gerät neu.

Der Abrichter muss die
Unterlegscheibe im
Mittelpunkt des Steinswährend der Sucheerkennen können.

Starten Sie das Gerät neu.

Die Last am
Frequenzumwandler, derden Scheiben-Motor
antreibt, hat einen
Temperaturalarm
ausgelöst.

Verringern Sie die Last.

Der Not-Aus-Schalter
wurde betätigt, dergeräteinterneÜberwachungschalter ist
nicht aktiv.

Dieser Fehler kannauftreten, wenn der NotAus-Schalter sehr langsam(d. h. über mehrere
Sekunden) freigegeben
wird.

Dresser movement error
during searching.
(Bewegungsfehler desAbrichters während derSuche.)
107

Error (Fehler)
Stone centre washer notfound during searching.
(Unterlegscheibe im
Mittelpunkt des Steinswährend der Suche nicht
gefunden.)

161

Error (Fehler)
Disc motor:
Frequency inverter
temperature alarm.
Reason code: 0x0

Falls das Problem
weiterhin besteht, wenden
Sie sich an den Struers
Service.

Falls das Problem
weiterhin besteht, wenden
Sie sich an den Struers
Service.

(Scheiben-Motor:
Temperaturalarm am
Frequenzumwandler.
Fehlercode: 0x0)29

Fatal error(Schwerwiegender Fehler)
Emergency stop mode
active, but monitoringswitch released.
(Not-Aus-Modus aktiv,
aberÜberwachungsschalterfreigegeben.)54

Starten Sie das Gerät neu.
Falls das Problem
weiterhin besteht, wenden
Sie sich an den Struers
Service.

AbraPlan-30

8 Fehlersuche und -behebung - AbraPlan-30#

Fehlermeldung

UrsacheMaßnahme

44

Fatal error(Schwerwiegender Fehler)

Der Datenaustausch mit
dem Frequenzumwandler
des Scheiben-Motors ist
unterbrochen.

Starten Sie das Gerät neu.

Disc motor:
Communication error.

Falls das Problem
weiterhin besteht, wenden
Sie sich an den Struers
Service.

Call a Service
Technician.
(Scheiben-Motor:
Datenaustauschfehler.
Kontaktieren Sie dentechnischen Service.)
61

Fatal error(Schwerwiegender Fehler)
Machine failed during
Power On Self Testing.
Try restarting themachine.

Starten Sie das Gerät neu.
Falls das Problem
weiterhin besteht, wenden
Sie sich an den Struers
Service. Notieren Sie die
Nummer des Fehlercodes.

Contact Struers
technical support if the
problem persists.
Reason: #__ - Unknown
error(Während der Ausführungdes Selbsttests beim
Einschalten des Geräts
kam es zu einer Störung.
Versuchen Sie, das Gerät
erneut zu starten.
Wenden Sie sich an den
technischen Service vonStruers, wenn das
Problem erneut auftritt.)(Fehler: #__ –Unbekannter Fehler)

AbraPlan-30

55

8 Fehlersuche und -behebung - AbraPlan-30#

Fehlermeldung

62

Fatal error(Schwerwiegender Fehler)
The cover open signal ispresent while the lock islocked.
Call a Service
Technician.
(Das Signal besagt, dassdie Abdeckung offen ist,
die Verriegelung ist jedoch
gesperrt.

UrsacheMaßnahme
Vergewissern Sie sich,dass die Haube vollständig
geschlossen ist.
Starten Sie das Gerät neu.
Falls das Problem
weiterhin besteht, wenden
Sie sich an den Struers
Service.

Kontaktieren Sie dentechnischen Service.)
77

Fatal error(Schwerwiegender Fehler)
Emergency stop
released, but monitoringswitch still on.

Starten Sie das Gerät neu.
Falls das Problem
weiterhin besteht, wenden
Sie sich an den Struers
Service.

Call a Service
Technician.
(Not-Aus freigegeben, derÜberwachungsschalter ist
jedoch noch eingeschaltet.
Kontaktieren Sie dentechnischen Service.)

56

AbraPlan-30

9 Technische Daten

9Technische Daten

9.1

Technische Daten
Katalog-Nr.

06296129, 06296146

Durchmesser

356 mm (14")

Drehzahl

1450 U/min

Drehrichtung

Gegen denUhrzeigersinn

Motorleistung–- Kontinuierlich (S1)4,0 kW (5,4 PS)- Maximum (S3)

N. zutr.

Einzelprobe–- Kraft-- Probenhöhe-

Probenhalter–- Durchmesser

Max. 200 mm- Kraft

50 - 700 N (10 - 150 lbf)

Drehzahl

170 U/min

Drehrichtung

Gegen denUhrzeigersinn

Motor0,37 kW (0,5 PS)

Drehmoment

17 Nm

Eigenschaften

Abtragsensor (eingebaut)–

Optionen

Automatische Dosierung,bis zu 7 Pumpen

N. zutr.

Transparente Haube

Norm

Sicherheitshaube

Norm

Signalanzeige

06296900

Umlaufkühlsystem

06296929, 06296946,
06296954

Scheibe

Probenbewegerkopf

AbraPlan-30

57

9 Technische Daten

Software und Elektronik

Touchpad, Dreh/Druckknopf

Display

TFT-Farbbildschirm 5,7",
320 x 240 Pixel mit LEDHintergrundbeleuchtung

Sicherheitsnormen

CE-gekennzeichnet
nach EU-Richtlinien

REACH

Wenden Sie sich fürInformationen zu
REACH an Ihre örtliche
Struers-Niederlassung.

Betriebsumgebung

Stromversorgung

Kühlpumpe

Druckluftversorgung

Abzug

58

Bedienelemente

Umgebungstemperatur

5-40°C (41-104°F)

Feuchtigkeit< 85% RF nicht
kondensierend

Spannung/Frequenz

3 x 200-240 V (50-60Hz), 3 x 380-480 V (5060 Hz)

Netzanschluss

3 Phasen (3L + PE)

Nennleistung

4,5 kW

LeerlaufleistungN. zutr.

Strom, Nennlast

15,4 A , 9,1 A

Stromaufnahme, max.

30 A , 20,5 A

Druck

1 - 4 bar (14,5-58 psi)

Mindestdurchfluss

4,5 l/min

Druck, Druckluft

6 - 9,9 bar (87-145 psi)

Luftstrom/-verbrauch

30 L/min (8 gpm)

Druckluftqualität

Die Druckluft mussmindestens die
Reinheitsklasse 6.8.4.
nach ISO 8573-1
aufweisen

Empfohlene Kapazität

50 m³/h (1.750 ft³/h)

AbraPlan-30

9 Technische Daten

Sicherheitsschaltkreiskategorien/ Performance Level

Not-Aus

Stopp Kategorie 0
Schutzvorrichtungen desArbeitsbereichs

PL b, Kategorie b

Schutzvorrichtungen desArbeitsbereichs sperren

PL aFehlerstrom-Schutzschalter(RCCB)

9.2

PL c, Kategorie 1

Stopp Kategorie 0

Typ B, 30 mA (oderbesser) erforderlich

GeräuschpegelA-bewerteter
Emissionsschalldruckpegel
an den Arbeitsplätzen

LpA = 64,6 dB(A)(Messwert). Unsicherheit
K = 4 dB

Vibrationen

Deklarierte
Schwingungsemission

Die Exposition von Kopf,
Oberkörper und obere
Extremitäten an
Schwingungenüberschreitet nicht
2,5 m/s2.

Abmessungen und Gewicht

BreiteN. zutr.

(ohne Haube)

Tiefe

N. zutr.

Höhe

N. zutr.

Gewicht

N. zutr.

Abmessungen und Gewicht

Breite847 mm(mit
Abdeckung/Sicherheitshaube)

Tiefe

990 mmHöhe - mitgeschlossener/offenerHaube

1565/1875 mm

Gewicht

400 kg (882 lbs)

Kategorien des Sicherheitskreises/Performance Level
HinweisDas Performance Level basiert auf einem 8-stündigen Betrieb des Geräts pro
Tag.

AbraPlan-30

59

9 Technische Daten

Kategorien des Sicherheitskreises/Performance Level
Schutzvorrichtungendes Arbeitsbereichs

EN 60204-1, Stopp Kategorie 0
EN ISO 13849-1, Kategorie b
Performance Level (PL) b

Schutzvorrichtungendes Arbeitsbereichs
sperrenEN ISO 13849-1, PL a

Not-AusEN 60204-1, Stopp Kategorie 0
EN ISO 13849-1, Kategorie 1
Performance Level (PL) c

9.3

Lärmpegel und Vibrationen
GeräuschpegelA-bewerteter
Emissionsschalldruckpegel
an den Arbeitsplätzen

LPA = 64.6 dB(A) (Messwert)
Unsicherheit K = 4 dB
Die Messungen wurden gemäß EN ISO
11202 durchgeführt

Geräuschpegel: Die angegebenen Zahlen geben die Emissions-Schalldruckpegel wieder undstellen nicht zwangsläufig eine sichere Arbeitsumgebung dar. Es besteht zwar ein
Zusammenhang zwischen Emissionspegel und Expositionspegel, dieser stellt jedoch keinenzuverlässigen Hinweis dafür dar, dass weitere Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Zu Faktoren,
die den tatsächlichen Expositionspegel von Beschäftigten beeinflussen, gehören Eigenschaftendes Arbeitsraums und andere Lärmquellen, d. h. die Anzahl an weiteren Geräten und anderen in
der Nähe durchgeführten Verfahren, sowie die Dauer, die ein Bediener Lärm ausgesetzt ist.
Außerdem können die zulässigen Höchstwerte von Land zu Land unterschiedlich sein. Mithilfe
dieser Angaben kann der Benutzer jedoch ein Risiko und eine mögliche Gefährdung besser
beurteilen.
Vibrationen

9.4

Während derPräparation

N. zutr.

Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen (SRP/CS)
WARNUNG
Teile, die für den sicheren Betrieb des Geräts unabdingbar sind, dürfen höchstens 20
Jahren lang benutzt werden.
Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.
HinweisSRP/CS (sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen) sind Teile, die den sicheren
Betrieb des Geräts beeinflussen.

60

AbraPlan-30

9 Technische Daten
Hinweis
Teile, die für den sicheren Betrieb des Geräts unabdingbar sind, dürfen nur vonqualifiziertem Fachpersonal (Elektromechanik, Elektronik, Pneumatik usw.)
ausgetauscht werden.
Teile, die für den sicheren Betrieb des Geräts unabdingbar sind, dürfen nur durch
Teile ersetzt werden, die mindestens dasselbe Sicherheitsniveau bieten.
Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.
Sicherheitsbezo
gene Teile

Hersteller/Herstellerbesch
reibung

Artikel-Nr. desHerstellers

Elektrisc
he Ref.

ArtikelNr. vonStruers

Not-Aus-Schalter

SchlegelES Ø22 Typ RV

S1

2SA10400

MTO, 1 NC

S1

2SB10071

MHL

S1

2SA41603

AZM 170SK11/02ZRK-2197

YS1

2SS00025

101178078

SS1

2SS00130

G9SB-3012-A

KS1

2KS10006

SV-MR0KS2

2KS10034

E2A-S08KS02WP-B1 2M

HQ4/HQ5

2HQ00070

Schlagtaster
Not-Aus-Kontakt

Schlegel
Kontaktblock

Not-Aus,
Modulhalter

Schlegel

SperreHauptsicherheitshaube mit
Verriegelung

Schmersal

Sensor für
Schutzvorrichtung
en desArbeitsbereichs

Schmersal

Sicherheitsrelais

Omron

Modulhalter, 3 Elemente

Solenoid interlock

24 V AC/V DC

Sicherheitssensor/BNS120-02Z

Sicherheitsrelaiseinheit
DrehzahlBegrenzungsrelais

Reer

Tacho-Sensoren

Schneider Electric

Drehzahlüberwachung

Zylindrischer
Annäherungssensor
Schütz,Kühlwasser

Omron

J7KNG-10-10-24D K1

2KM714
10

Frequenzumwand
ler, Steinmotor

Lenze

200 V:

A5

Frequenzumwandler i550

i55AE255D1AV10001S

2PU52550

A5

2PU54550

Motorschütz

400 V:
I55AE255F1AV10001S

AbraPlan-30

61

9 Technische Daten

Sicherheitsbezo
gene Teile

Hersteller/Herstellerbesch
reibung

Artikel-Nr. desHerstellers

Elektrisc
he Ref.

ArtikelNr. vonStruers

Frequenzumwand
ler,
Probenbeweger

Lenze

200 V:

A4

Frequenzumwandler i550

i55AE175D1AV10001S

2PU52075

A4

2PU54075

400 V:
i55AE175F1AV10
001S

9.5

62

Pläne
Titel

Nr.

AbraPlan-30, Blockdiagramm

16293053 B

AbraPlan-30, Rohrleitungsplan

16292005 B

AbraPlan-30, Druckluft-Diagramm

16292002 B

AbraPlan-30

9 Technische Daten
16293053 B

AbraPlan-30

63

9 Technische Daten
16292005 B
1

2

3

4

A

Recirculation connection

B

Water cooling togrinding stone/water pistol

Tub

C

BF1

Recirculation(accessories)

Water supply

DE

BF1: Flow switch
B
A
Rev

2024-03-20
2015-03-16

Connection to Tap Water connection removed

Crea. date Revision description
yyyy-mm-dd

Material:

Scale:

1:1

F
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Copenhagen
Denmark
Phone :+45 44600 800
Fax : +45 44600 804

64

JTV
THF
Draw. Init

ID:

Description:

Format:A4

Appr. dateyyyy-mm-dd

Appr. Init-

Tolerance: DS/ISO 2768 Weight :16292005 Water connect. diagram AbraPlan-30

g

Rev:

B

AbraPlan-30

9 Technische Daten
16292002 B
1

2

3

4

A

16290083
16290082
Y3

1

B

1

3

Down

Y2

2

3

2

Y1

2

1
3

Inlet pressure 6-10
ISO 8573-1 Class 3

BP1

6.0 Bar
YP1

Pilot pressure

C

Open 1/2 turn

Y5

BP2
YP2

2

1
3

D

E

3 Bar

Y4

Y1, Y2 and Y3: 2YM10126
Y4: 2YM10030
Y5: 2YH60005
BP1, BP2: 2HP20540
YP1: 2YF00005
YP2: 2YF00010
All materials used in this part must comply with the RoHS and REACH directive
B
ARev

2021-04-06 D2: "open 1/4 turn" deleted. AB2: Assy ID's corrected.
2018-01-30
Crea. date Revision description
yyyy-mm-dd

Material:

Scale:

1:1

F
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Copenhagen
Denmark
Phone :+45 44600 800
Fax : +45 44600 804

AbraPlan-30

ID:

JTV
THF
Draw. Init
Format:Description:

16292002 Air Diagram for AbraPlan-30

A42021-04-06
2018-01-30
Appr. dateyyyy-mm-dd

JTV
JLI
Appr. Init

Tolerance: DS/ISO 2768 Weight :gSheet 1 of 1 Rev:

B

65

10 Hersteller

9.6

Vorschriften und Normen
Hinweis der US Kommission für Kommunikation (FCC)
Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht gemäß Abschnitt 15 der Beschränkungen und
Vorschriften der FCC den Anforderungen für Geräte der Klasse A. Diese Beschränkungen sind so
ausgelegt, dass in Wohngebieten ein hinreichender Schutz gegen schädliche Einwirkung besteht.
Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt hochfrequente Energien aus, die zu schädlichen
Wechselwirkungen mit dem Funkverkehr führen können, sofern das Gerät nicht gemäß den
Vorschriften der Betriebsanleitung aufgestellt und betrieben wird. Allerdings ist dies keine Garantie
dafür, dass es bei einer bestimmten Installation nicht zu Störungen kommt. Falls das Gerät
Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten desGeräts festgestellt werden kann, werden Benutzer dringend aufgefordert, eine der folgenden
Maßnahmen zur Behebung der Störung zu ergreifen:•

Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie deren Standort.

•

Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

•

Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, deren Stromkreis vom Stromkreis desEmpfängers getrennt ist.

10 Hersteller
Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Dänemark
Telefon +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

Haftung des Herstellers
Beachten Sie die nachstehend genannten Einschränkungen. Zuwiderhandlung kann die Haftung vonStruers beschränken oder aufheben.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Fehler im Text und/oder den Abbildungen in
Betriebsanleitungen und Wartungshandbüchern. Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieser
Anleitung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. In der Anleitung können Zubehör und Teile
erwähnt sein, die nicht Gegenstand oder Teil der laufenden Geräteversion sind.
Der Hersteller ist nur dann für Auswirkungen auf die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung derGeräte haftbar, wenn diese in Übereinstimmung mit den entsprechenden Anweisungen verwendet
und gewartet wird.

66

AbraPlan-30

Auf der Grundlage von: 16297902 B

Konformitätserklärung
Hersteller

Struers ApS • Pederstrupvej 84 • DK-2750 Ballerup • Dänemark

Bezeichnung

AbraPlan-30

ModellN. zutr.

Funktion

Planschleifgerät

Typ

0629

Art.-Nr.

06296129
06296146

Serien-Nr.

EU

Modul H, gemäß der globalen MethodeWir erklären hiermit, dass das genannte Produkt die Bestimmungen der folgenden Rechtsvorschriften, Richtlinien und Normen
erfüllt:
2006/42/EC

EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2012, EN ISO 13850:2015,
EN ISO 16089:2015, EN 60204-1:2018, EN 60204-1-2018/Corr.:2020

2011/65/EU

EN 63000:2018.

2014/30/EU

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-2:2005/Cor.:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 61000-6-4-A1:2011

Zusätzliche
NormenNFPA 79, FCC 47 CFR Part 15 Subpart B

Bevollmächtigter für die technische
Dokumentation/
Unterschriftsberechtigter

Datum: [Release date]
VP Operations

en

For translations seebgЗа преводи вижте

csPřeklady vizda

Se oversættelser pådeÜbersetzungen finden Sie unterelΓια μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση

esPara ver las traducciones consulteetTõlked leiate aadressiltfiKatso käännökset osoitteesta

fr

Pour les traductions, voir

hr

Za prijevode idite nahu

A fordítások itt érhetők elit

Per le traduzioni consultareja

翻 訳 については、

ltVertimai patalpintilv

Tulkojumus skatītnlVoor vertalingen zie

noFor oversettelser sepl

Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź

pt

Consulte as traduções disponíveis emroPentru traduceri, consultați

seFör översättningar besökskPreklady sú dostupné na stránkesl

Za prevode si oglejtetrÇeviriler için bkz

zh

翻译见

www.struers.com/Library