BA02299P/33/JA/01.23-00
71623149
2023-06-28

Products

Solutions

Services

取扱説明書
Cerabar PMC21
IO-Link
プロセス圧力測定
絶対圧またはゲージ圧の安全な測定と監視用の圧力伝送器

Cerabar PMC21 IO-Link

1.

Order code: XXXXX-XXXXXX
Ser. no.:XXXXXXXXXXXX
Ext. ord. cd.: XXX.XXXX.XX

Serial number

2. www.endress.com/deviceviewer

Endress+Hauser
Operations App

3.

A0023555• 本書は、本機器で作業する場合にいつでもすぐに手に取れる安全な場所に保管してください。
• 要員やプラントが危険にさらされないように、「安全上の基本注意事項」セクション、ならびに作業手順に関して本書に規定されている、その他の安全注意事項をすべて熟読してください。
• 製造者は事前通知なしに技術データを変更できる権利を保有します。本書に関する最新情報および更新内容については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせ
ください。

2

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

目次

目次
9.6
9.7

電流出力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
アプリケーション事例 . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

10

トラブルシューティング . . . . . . . . . . . 37

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

トラブルシューティング . . . . . . . . . . . . . . . 37
診断イベント . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
エラー発生時の機器の動作 . . . . . . . . . . . . . . 40
エラー発生時の電流出力の動作 . . . . . . . . . . 40
初期設定へのリセット（リセット） . . . . . . 41
廃棄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

11

メンテナンス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

1

本説明書について . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

本説明書の目的 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
シンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
関連資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
用語および略語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ターンダウンの計算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
登録商標 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2

安全上の基本注意事項 . . . . . . . . . . . . . . 8

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

要員の要件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
用途 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
労働安全 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
操作上の安全性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
製品の安全性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

製品説明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.1
3.2

製品構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
動作原理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

12.1 一般的注意事項 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
12.2 返却 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
12.3 廃棄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

受入れ検査および製品の識別 . . . . . . . 11

13

操作メニューの概要 . . . . . . . . . . . . . . . 43

4.1
4.2
4.3

受入れ検査 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
製品の識別 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12保管および輸送 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

14

機器パラメータの説明 . . . . . . . . . . . . . 45

5

取付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

取付要件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
設置方向の影響 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
取付位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
酸素アプリケーションの場合の取付方法 . . . 16
設置状況の確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

14.1
14.2
14.3
14.4

Identification（識別） . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnosis（診断） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parameter（パラメータ） . . . . . . . . . . . . . .
Observation（監視） . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

アクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

6電気接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

6.1
6.2
6.3

計測機器の接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
接続データ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
配線状況の確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

7

操作オプション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

7.1

IO-Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208システム統合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

8.1
8.2

プロセスデータ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
機器データ（ISDU – Indexed Service Data
Unit）の読み出しと書き込み . . . . . . . . . . . . 21

9

設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

機能チェック . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
操作メニューを使用した設定 . . . . . . . . . . . .
圧力測定の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
位置補正の実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
プロセス監視の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endress+Hauser

11.1 外部洗浄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

12

修理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

15.1 M12 プラグコネクタ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45
46
48
60

61

索引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

28
28
29
31
33
3

本説明書について

Cerabar PMC21 IO-Link

1

本説明書について

1.1

本説明書の目的

本取扱説明書には、機器ライフサイクルの各種段階（製品の識別、納品内容確認、保管、取付け、接続、操作、設定からトラブルシューティング、メンテナンス、廃棄まで）において必要とされるあらゆる情報が記載されています。

1.2

シンボル

1.2.1

安全シンボル!"

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡したり、大けがをしたりするほか、爆発・火災を引き起こす恐れがあります。
!"

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災の恐れがあります。
!"

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、けが、物的損害の恐れがあります。
!"

人身傷害につながらない、手順やその他の事象に関する情報を示すシンボルです。

1.2.2

電気シンボル

保護接地（PE）
その他の接続を行う前に、接地する必要のある接地端子。接地端子は機器の内側と外側にあります。
接地端子
接地システムを介して接地される接地クランプ

1.2.3

工具シンボルスパナ

1.2.4

特定情報に関するシンボル

許可
許可された手順、プロセス、動作禁止
禁止された手順、プロセス、動作ヒント
追加情報を示します。
資料を参照
1. , 2. , 3. 一連のステップ

4

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

本説明書についてページ参照：
個々のステップの結果：

1.2.5

図中のシンボルA, B, C ... 図
1, 2, 3 ... 項目番号
1. , 2. , 3. 一連のステップ

1.3

関連資料

以下の資料は、当社ウェブサイトのダウンロードエリアから入手できます（www.endress.com/downloads）。
関連する技術資料の概要については、以下を参照してください。
• デバイスビューワー（www.endress.com/deviceviewer）：銘板のシリアル番号を入力します。
• Endress+Hauser Operations アプリ：銘板のシリアル番号を入力するか、銘板のマトリクスコードをスキャンしてください。

1.3.1

技術仕様書

計画支援
本資料には、機器に関するすべての技術データが記載されており、本機器用に注文可能なアクセサリやその他の製品の概要が示されています。

1.3.2

簡易取扱説明書（KA）

簡単に初めての測定を行うためのガイド
簡易取扱説明書には、納品内容確認から初回の設定までに必要なすべての情報が記載されています。

1.3.3

安全上の注意事項（XA）

認証に応じて、以下の安全上の注意事項（XA）が機器に同梱されます。これは、取扱説明書の付随資料です。
機器に対応する安全上の注意事項（XA）の情報が銘板に明記されています。

1.3.4

機能安全マニュアル（FY）

SIL 認証に応じて、取扱説明書、技術仕様書、ATEX 安全上の注意事項の他に、取扱説明書の付随資料として機能安全マニュアル（FY）が提供されます。
機能安全マニュアル（FY）には、保護機能に適用される各種要件が記載されています。

Endress+Hauser5本説明書について

Cerabar PMC21 IO-Link

1.4

用語および略語
1

2

3

4
p
LRL

0
LRV

URL

URV

MWP

OPL
A0029505

1

OPL：計測機器の OPL（過圧限界 = センサ過負荷限界）は選択した構成品の圧力に関する最も弱い要素に依存します。つまり、プロセス接続とセンサを考慮する必要があります。圧力と温度の相互関係に注意してください。OPL は一定期間にしか適用できません。
2
MWP：センサの MWP（最高動作圧力）は選択した構成品の圧力に関する最も弱い要素に依存します。
つまり、プロセス接続とセンサを考慮する必要があります。圧力と温度の相互関係に注意してください。最高動作圧力は機器に常時適用することが可能です。MWP は銘板に明記されています。
3
最大センサ測定範囲は LRL と URL 間のスパンと一致します。このセンサ測定範囲は校正可能/調整可能な最大スパンに相当します。
4
校正/調整済みスパンは LRV と URV 間のスパンと一致します。初期設定は 0～URL です。特注スパンとして別の校正済みスパンを注文することが可能です。
p
圧力
LRL レンジの下限
URL レンジの上限
LRV 測定レンジ下限値
URV 測定レンジ上限値
TD ターンダウンの例 - 次のセクションを参照してください。

ターンダウンは工場出荷時に設定済みであり、変更可能です。

1.5

ターンダウンの計算
1=2
LRL LRV

3
URV

URL

A0029545

1
2
3

6

校正/調整済みスパン
ゼロ点ベーススパン
レンジの上限Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

本説明書について例• センサ：1 MPa (150 psi)
• レンジの上限（URL）= 1 MPa (150 psi)

• 校正/調整済みスパン：0～0.5 MPa (0～75 psi)
• 測定レンジ下限値（LRV）= 0 MPa (0 psi)
• 測定レンジ上限値（URV）= 0.5 MPa (75 psi)

ターンダウン（TD）：

TD =

TD =

URL
|URV

-

LRV|

1 MPa (150 psi)
|0.5 MPa (75 psi)-

0 MPa (0 psi)|= 2

この例の場合、TD は 2:1 となります。
このスパンはゼロ点からのスパンです。

1.6

登録商標

これは IO-Link 協会の登録商標です。

Endress+Hauser

7安全上の基本注意事項

Cerabar PMC21 IO-Link

2

安全上の基本注意事項

2.1

要員の要件

設置、設定、診断、およびメンテナンスを実施する要員は、以下の要件を満たさなければなりません。
‣ 訓練を受けて、当該任務および作業に関する資格を取得した専門作業員であること。
‣ 施設責任者の許可を得ていること。
‣ 各地域/各国の法規を熟知していること。
‣ 作業を開始する前に、取扱説明書、補足資料、ならびに証明書（用途に応じて異なります）の説明を読み、内容を理解しておくこと。
‣ 指示に従い、基本条件を遵守すること。
オペレータ要員は、以下の要件を満たさなければなりません。
‣ 施設責任者からその作業に必要な訓練および許可を得ていること。
‣ 本資料の説明に従うこと。

2.2

用途

2.2.1

アプリケーションおよび測定物

本機器は気体、蒸気、液体の絶対圧/ゲージ圧の測定に使用します。機器の接液部材質には、測定物に対する十分な耐性が必要です。
機器は以下の測定（プロセス変数）に使用できます。
•「技術データ」に明記された限界値を遵守した場合• 本資料に記載された条件を遵守した場合
測定プロセス変数
ゲージ圧または絶対圧計算したプロセス変数
圧力

2.2.2

不適切な用途機器の誤った使用または指定用途外での使用に起因する損傷については、製造者は責任を負いません。
不明な場合の確認：‣ 特殊な液体および洗浄液に関して、Endress+Hauser では接液部材質の耐食性確認のサポートを提供いたしますが、保証や責任は負いかねます。

2.2.3

残存リスク

運転中に、ハウジングがプロセス温度に近い温度に達する可能性があります。
表面に接触すると、やけどを負う危険性があります。
‣ プロセス温度が高い場合は、接触しないように保護対策を講じて、やけどを防止してください。

2.3

労働安全

機器で作業する場合：‣ 各国の規制に従って、必要な個人用保護具を着用してください。
‣ 電源を切ってから機器を接続してください。
8

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

安全上の基本注意事項

2.4

操作上の安全性

けがに注意！
‣ 適切な技術的条件下でエラーや故障がない場合にのみ、機器を操作してください。
‣ 事業者には、機器を支障なく操作できるようにする責任があります。
機器の改造
無許可での機器の改造は、予測不可能な危険が生じる可能性があるため禁止されています。
‣ 変更が必要な場合は、Endress+Hauser 営業所もしくは販売代理店にお問い合わせく
ださい。
危険場所
危険場所で機器を使用する場合の作業員やプラントの危険防止のため、以下の点にご注意ください（例：圧力機器安全）。
‣ 注文した機器が危険場所の仕様になっているか、銘板を確認してください。

2.5

製品の安全性

本機器は、最新の安全要件に適合するように GEP（Good Engineering Practice）に従って設計され、テストされて安全に操作できる状態で工場から出荷されます。
本機器は一般的な安全基準および法的要件を満たしています。また、機器固有の EC 適
合宣言に明記された EC 指令にも準拠します。Endress+Hauser は機器に CE マークを貼付することにより、機器の適合性を保証します。

Endress+Hauser

9

製品説明

Cerabar PMC21 IO-Link

3

製品説明

3.1

製品構成

概要

C-1

項目

説明

C-1

M12 プラグ
プラスチック製ハウジングキャップ

D
E

ハウジング
プロセス接続（サンプル図）

A0021987

DE

A0027226

3.2

動作原理

3.2.1

圧力の計算

セラミックプロセスメンブレン搭載機器（Ceraphire®）
セラミックセンサはオイルフリーセンサです。プロセス圧力は堅牢なセラミックプロ
セスメンブレンに直接作用し、歪みを発生させます。圧力による静電容量の変化がセラ
ミック基板とプロセスメンブレン上にある電極間で測定されます。測定範囲は、セラミックプロセスメンブレンの厚さにより決まります。

10

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

受入れ検査および製品の識別4

受入れ検査および製品の識別

4.1

受入れ検査
DELIVERY NOTE

A0028673

1=2

A0016870

発送書類のオーダーコード（1）と製品ステッカーのオーダーコード（2）が一致するか？

A0053062

A0028673

A0053066

納入品に損傷がないか？

A0028673
DELIVERY NOTE

A0053067

銘板のデータが注文仕様および発送書類と一致しているか？
1 つでも条件が満たされていない場合は、お近くの弊社営業所にお問い合わせください。

Endress+Hauser

11受入れ検査および製品の識別

Cerabar PMC21 IO-Link

4.2

製品の識別

機器は、次の方法で識別できます。
• 銘板の仕様• 納品書に記載されたオーダーコード（機器仕様コードの明細付き）• 銘板のシリアル番号を W@M デバイスビューワー（www.endress.com/deviceviewer）に入力すると、機器に関するすべての情報が表示されます。
関連する技術資料の概要については、以下を参照してください。
• デバイスビューワー（www.endress.com/deviceviewer）：銘板のシリアル番号を入力します。
• Endress+Hauser Operations アプリ：銘板のシリアル番号を入力するか、銘板のマトリクスコードをスキャンしてください。

4.2.1

製造者所在地

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 179689 Maulburg, Germany
製造場所：銘板を参照してください。

4.2.2

銘板
1
2

Cerabar
Made in Germany,
D-79689 Maulburg

3
4
5Ord. cd.:
Ser. no.:Ext. ord. cd.:

Date:

TAG:

A0024456

1
2
3
4
5

製造者所在地
機器名
オーダー番号
シリアル番号
拡張オーダー番号

4.3

保管および輸送

4.3.1

保管条件

当社出荷時の梱包材をご利用ください。
計測機器を清潔で乾燥した環境で保管し、衝撃から生じる損傷から保護してください（EN 837-2）。
保管温度範囲–40～+85 °C (–40～+185 °F)

12Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

受入れ検査および製品の識別4.3.2

測定点までの製品の搬送

L 警告
不適切な輸送！
ハウジングおよびメンブレンが損傷する危険性があります。けがの危険性があります。
‣ 計測機器を測定点に搬送する場合は、出荷時の梱包材を使用するか、プロセス接続部を持ってください。

Endress+Hauser

13

取付け

Cerabar PMC21 IO-Link

5

取付け

5.1

取付要件

• 機器の取付けや電気接続時または操作中に、湿気などの水分がハウジングに侵入しないようにしてください。
• 硬いもの、または鋭利なものでダイアフラムを触ったり、洗浄したりしないでください。
• 設置する直前までプロセスメンブレン保護キャップを取り外さないでください。
• 電線管接続口は必ずしっかりと締め付けてください。
• 可能な限りケーブルとプラグを下方に向け、雨や結露などの水分の侵入を防止してください。
• ハウジングを衝撃から保護してください。
• ゲージ圧センサ付きの機器には、以下が適用されます。
注記
洗浄プロセスで（冷水などを使用して）加熱した機器を冷却すると、短時間、真空状態が生じるため、圧力補正要素（1）からセンサに水分が侵入することがあります。
機器が破損する恐れがあります。
‣ これが発生する場合は、可能であれば、大気圧補正部（1）を斜め下または横に向けて取り付けます。
1

1

1

1

A00222525.2

設置方向の影響

どのような方向にも取り付けることが可能です。ただし、機器の取付方向が原因で、ゼロ点シフト（容器が空または部分的に充填されている場合に測定値表示がゼロ以外になる）が生じることがあります。

A

B

C
A0024708

タイプ

14

プロセスメンブレン軸 プロセスメンブレンが上向き プロセスメンブレンが下向きが水平（A）（B）（C）< 0.1 MPa (15 psi) 校正位置、影響なし

最大 +0.03 kPa (+0.0044 psi)

最大 –0.03 kPa (–0.0044 psi)

> 0.1 MPa (15 psi) 校正位置、影響なし

最大 +0.3 kPa (+0.0435 psi)

最大 –0.3 kPa (–0.0435 psi)

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

取付け

5.3

取付位置

5.3.1

圧力測定

気体の圧力測定
凝縮液がプロセス内に流れるように、タッピングポイントの上側に本機器と遮断機器（シャットオフバルブなど）を取り付けてください。
1
2

A0021904

1
2

機器
遮断機器

蒸気中の圧力測定
蒸気中の圧力測定を行う場合は、サイフォン管を使用します。サイフォン管により温度
を周囲温度近くまで下げることができます。タッピングポイントと同じレベルに本機
器と遮断機器を取り付けてください。
利点：
機器への熱作用が許容可能な最小限の範囲に抑えられます。
伝送器の最大許周囲温度に注意してください。

1
2

3
A0024395

1
2
3

機器
遮断機器
サイフォン管液体の圧力測定
タッピングポイントより下側または同じ高さに本機器と遮断機器（シャットオフバルブなど）を取り付けてください。

Endress+Hauser

15

取付け

Cerabar PMC21 IO-Link

2

1
A0024399

1
2

機器
遮断機器

5.3.2

レベル測定

• 機器は必ず、最も低い測定点より下に設置します。
• 次の場所への機器の設置は避けてください。
• 投入時に幕が形成される位置• タンク排出口• ポンプの吸引領域• 撹拌器からの圧脈の影響を受ける可能性があるタンク内の位置

A0024405

5.4

酸素アプリケーションの場合の取付方法

酸素やその他の気体が油、グリース、プラスチックに対して反応し、爆発のおそれがある場合、以下の予防措置を取る必要があります。
• 計測機器など、システムのすべての構成品は BAM に従って洗浄する必要があります。
• 使用する材質に基づいて、酸素アプリケーションの所定の最高温度および最高圧力を超過しないようにしてください。
• 次の表は、気体酸素アプリケーションに適した機器（機器のみ、アクセサリまたは同梱アクセサリは含まない）を示しています。
pmax（酸素アプリケーション向け）

Tmax（酸素アプリケーション向け）

オプション 1)4 MPa (600 psi)

–10～+60 °C (+14～+140 °F)

HB

1)

5.5

製品コンフィギュレータ、「サービス」のオーダーコード

設置状況の確認• 機器は損傷していないか？（外観検査）• 機器が測定点の仕様を満たしているか？例：• プロセス温度• プロセス圧力• 周囲温度• 測定範囲• 測定点の識別番号とそれに対応する銘板は正しいか（外観検査）？
16

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

取付け• 機器が降雨あるいは直射日光から適切に保護されているか？
• 固定ネジはしっかりと締め付けられているか？
• 圧力補正要素が斜め下または横に向いているか？
• 水分の浸入を防ぐため、接続ケーブル/プラグが下に向いているか？

Endress+Hauser

17

電気接続

Cerabar PMC21 IO-Link

6

電気接続

6.1

計測機器の接続

6.1.1

端子の割当て

L 警告
制御されていない状態でプロセスが作動すると負傷する恐れがあります。
‣ 電源を切ってから機器を接続してください。
‣ 下流側のプロセスが意図せずに始動しないよう注意してください。

L 警告
適切に接続されていないと、電気の安全性が損なわれます。
‣ IEC/EN 61010 に従って、本機器に適合するサーキットブレーカーを用意する必要があります。
‣ 非危険場所：IEC/EN 61010 基準に準拠した機器の安全仕様を満たすには、最大電流が 500 mA に制限されるよう設置する必要があります。
‣ 逆接保護回路が組み込まれています。
注記
不適切な接続により PLC のアナログ入力が損傷する恐れがあります。
‣ 機器のアクティブな PNP スイッチ出力を PLC の 4～20 mA 入力に接続しないでください。
以下の手順に従って機器を接続します。
1.

供給電圧が銘板に記載されている仕様に適合しているか確認します。

2.

以下の図面に従って機器を接続します。

電源のスイッチをオンにします。

2

1

3

4

L+
IO-Link

C/Q
L–

SIO
A0034006

1
1
2
3
4

M12 プラグ
電源 +4～20 mA
電源 C/Q（IO-Link 通信または SIO モード）

6.1.2

電子モジュールのバージョン

電源電圧

IO-Link

10～30 VDC
供給電圧が 18 V 以上の場合にのみ、IO-Link 通信は保証されます。

6.1.3

消費電流およびアラーム信号
アラーム信号 1)

電子モジュールのバージョン

消費電流

IO-Link

最大消費電流：≤ 300 mA

1)

18

電源電圧

最大アラームの場合（初期設定）

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

電気接続

6.2

接続データ

6.2.1

スイッチング容量• スイッチが ON のとき：Ia ≤ 200 mA 1) 2)、スイッチが OFF のとき：Ia ≤1 mA• スイッチ周期：>10,000,000• 電圧降下 PNP：≤2 V• 過負荷防止：開閉電流負荷自動テスト機能• 最大静電容量負荷：1 μF（最大供給電圧時、抵抗負荷なし）• 最大繰り返し期間：0.5 s；最小 ton：40 μs• 過電流（f = 2 Hz）が発生した場合、周期的に保護回路から切断して「F804」が表示されます。

6.2.2

負荷（4～20 mA HART 機器用）

十分な端子電圧を保証するため、電源ユニットの電源電圧 UB に応じた最大負荷抵抗 RL（ライン抵抗を含む）を超えないようにしてください。
R L max
[W ]
1022
587

2

152

0

10

20
1

R L max £ U B - 6.5V
23mA

30 U B[V]
A00311071
2UB

電源 10～30 VDC
RLmax 最大負荷抵抗
電源電圧

負荷が大きすぎる場合：• エラー電流が示され、「S803」が表示されます（表示：最小アラーム電流）。
• エラー状態を終了させることが可能か確認するため、周期的にチェックされます。
• 十分な端子電圧を保証するため、電源ユニットの電源電圧 UB に応じた最大負荷抵抗
RL（ライン抵抗を含む）を超えないようにしてください。

6.3

配線状況の確認• 機器またはケーブルは損傷していないか？（外観検査）• 使用しているケーブルが要件を満たしているか？
• ケーブルの取付けには余裕があるか（必要以上の張力が加えられていないか）？
• すべてのケーブルグランドが取り付けられ、しっかりと固定され、密閉されている
か？
• 供給電圧が銘板の仕様と一致しているか？
• 端子割当は正しいか？
• 必要に応じて：保護接地接続が確立されているか？

1)

2)

スイッチ出力「1 x PNP + 4～20 mA 出力」の場合、全温度範囲で 100 mA が保証されます。周囲温度が低い場合は、より高い電流が可能ですが、保証はされません。20 °C (68 °F) 時の標準値は約 200 mA です。スイッチ出力「1 x PNP」の場合、全温度範囲で 200 mA が保証されます。
より高い電流に対応するため、IO-Link 標準とは異なります。

Endress+Hauser

19操作オプション

Cerabar PMC21 IO-Link

7

操作オプション

7.1

IO-Link

7.1.1

IO-Link 情報

IO-Link は、計測機器と IO-Link マスタ間の通信用のポイント・トゥー・ポイント接続です。機器には、ピン 4 に 2 つ目の IO 機能を備えたタイプ 2 の IO-Link 通信インター
フェースが搭載されています。これにより、操作するためには IO-Link に準拠したアセンブリ（IO-Link マスタ）が必要となります。IO-Link 通信インターフェースは、プロセスおよび診断データへの直接アクセスを可能にします。また、操作中に機器を設定する
ためのオプションが提供されます。
物理層、機器は以下の特性に対応します。
• IO-Link 仕様：バージョン 1.1• IO-Link スマートセンサプロファイル 第 2 版• SIO モード：あり• 速度：COM2；38.4 kBaud• 最小サイクル時間：2.5 ミリ秒• プロセスデータ幅：48 ビット（Float32 + 14 ビット ベンダ仕様 + 2 ビット SSC）
• IO-Link データ保存：あり• ブロック設定：あり

7.1.2

IO-Link ダウンロード

http://www.endress.com/download• メディアタイプとして「ソフトウェア」を選択します。
• ソフトウェアタイプとして「デバイスドライバ」を選択します。
「IO-Link（IODD）」を選択します。
•「テキストサーチ」フィールドに機器名を入力します。
https://ioddfinder.io-link.com/
以下で検索
• 製造者
• 品番
• 製品タイプ

20

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

システム統合8

システム統合8.1

プロセスデータ

機器のプロセスデータは、SSP 4.3.1 に従って周期的に伝送されます。
ビットオフセット

名称

データ型

許容値

オフセット/勾配

説明

0Process Data
Input.Switching
Signal Channel 1.1
Pressure

1-bit Uinteger

0 = False
1 = True-

スイッチング信号
ステータス SSC
1.1

1

Process Data
Input.Switching
Signal Channel 1.2
Pressure

1-bit Uinteger

0 = False
1 = True-

スイッチング信号
ステータス SSC
1.2

8

Summary status(Condensed)

8-bit Uinteger• 36 = エラー• 60 = 機能チェック• 120 = 仕様範囲外
• 128 = 良• 129 = シミュレーション
• 164 = 要メンテ
ナンス

PI 仕様に基づくス
テータスの概要

16

Pressure

Float32-

psi：0 /
現在の圧力
0.0001450326
bar：0 / 0.00001
kPa：0 / 0.001
MPa：0 / 0.000001

プロセス値圧力 [Float32][47...16 bit]
コンデンス
ドステータ
ス

該当なし

SSC 1.1-1.2[15...8 bit]

[7...2 bit]

[1.0 bit]

8.2

機器データ（ISDU – Indexed Service Data Unit）の読
み出しと書き込み

機器データは常に非周期的、および IO-Link マスタの要求に応じて交換されます。機器
データを使用することにより、以下のパラメータ値または機器ステータスを読み出すことが可能です。

Endress+Hauser

21

システム統合

Cerabar PMC21 IO-Link

8.2.1

Endress+Hauser 固有の機器データ

ISDU（10 進）

名称

ISDU（16進）

サイズ（バ データ型
イト）

66

Sim.
current

0x0042

1

UintegerT r/w

67

Unit
changeover

0x0043

1

UintegerT r/w

68

Zero point 0x0044
configuration (ZRO)

4

IntegerT

69

Zero point 0x0045
adoption(GTZ)

1

UintegerT w

70

Damping(TAU)

0x0046

2

UintegerT r/w

20000.0 秒
初期値
2.0 秒

-

71

Lower
Range
Value for
4 mA
(STL)

0x0047

4

IntegerTr/w

000.00%
初期値
0.00%

bar：
あり
0/0.001
kPa：0/0.1
MPa：0/0.0001
psi：
0/0.01

-

72

Upper
Range
Value for
20 mA
(STU)

0x00484IntegerT

r/w

10000

00.00%
初期値
100.00%bar：
あり
0/0.001
kPa：0/0.1
MPa：0/0.0001
psi：
0/0.01-

73

Pressure
0x0049appliedfor
4 mA(GTL)

1

UintegerT w

-

-

-

なし

-

74

Pressure
0x004Aappliedfor 20 mA(GTU)

1UintegerT w

-

-

-

なし

-

75

Alarm
current(FCU)

0x004B

1

Uintegerr/w

1 ~ MAX

0 ~ MIN
1 ~ MAX
2 ~ ホー
ルド

-

あり

-

82

Hi Maxvalue(maximum
indicator)

0x0052

4IntegerT

r

0

-

-

なし

-

22

アクセス

r/w

デフォル
ト値

値範囲

オフセッ
ト/勾配

データの
保存

0 ~ オフ3 ~ 3.5mA
4 ~ 4 mA
5 ~ 8 mA
6 ~ 12 mA
7 ~16 mA
8 ~ 20 mA
9 ~ 21.95
mAなし

0 = bar0 ~ bar1 ~ kPa
2 ~ psi
3 ~ MPaあり

000.00%
初期値
0.00%

あり

範囲限界

なし

あり

0 - 9999

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

システム統合ISDU（10 進）

名称

ISDU（16進）

サイズ（バ データ型
イト）

アクセス

デフォル
ト値

値範囲

オフセッ
ト/勾配

データの
保存

範囲限界

83

Lo Minvalue(minimum
indicator)

0x0053

4

IntegerT

r

0

-

-

なし

-

84

Revisionc
ounter(RVC)

0x0054

2

UintegerT r

0

-

-

なし

-

85

Simulation Switch
Output(OU1)0x0055

1

UintegerT r/w

0 = OFF

0 ~ OFF
1 ~ OU1 =低（OPN）
2 ~ OU1 =高（CLS）

なし

-

88

FUNC

0x0058

1

UintegerT r/w

1=
0 ~ OFF
4～20 mA 1 ~（I）
4～20 mA

あり

-

256

Devicetype

0x01002

UintegerT r

0x92FD

-

-

なし

-

257

ENP_VER
SION

0x0101

16

StringTr02.03.00

-

-

なし

-

259

Extended 0x0103
Ordercode60

StringT

r

-

-

-

なし

-

8.2.2

IO-Link 固有の機器データ

ISDU（10進）

名称

ISDU（16 進） サイズ（バイ データ型
ト）

アクセ
ス

デフォルト値

7...8

VendorID

0x0007...
0x0008

-

-

r

17

9...11

DeviceID

0x0009...
0x000B--r

0x000Fxx

-

なし

16

VendorName

0x0010

最大 64

StringTr

Endress+Hauser

-

なし

17

VendorText

0x0011

最大 64

StringTr

People for Process
Automation

-

なし

18

ProductName

0x0012

最大 64

StringTr

Cerabar-なし

19

ProductID

0x0013

最大 64

StringT

r

PMx2x

-

なし

20

ProductText

0x0014

最大 64

StringTr

絶対圧およびゲージ
圧

-

なし

21

Serial number

0x0015最大 64

StringT

r

-

-

なし

22

Hardware Revision

0x0016

最大 64

StringT

r

-

-

なし

23

Firmware Version

0x0017

最大 64

StringT

r

-

-

なし

24

Application SpecificTag0x001832

StringT

r/w

-

-

あり

25

Function Tag

0x001932

StringT

r/w

***

-

なし

26

Location Tag

0x001A

32

StringT

r/w

***

-

なし

36

Device status

0x0024

1

Integer Tr0

0 ~ 問題なし
1 ~ 要メンテナンス
2 ~ 仕様範囲外
3 ~ 機能チェック
4 ~ 故障なし

37

Detailed Device Status 0x0025

3

OctetStringT

-

-

なし

Endress+Hauser

値範囲

データの保
存
なし

23

システム統合

Cerabar PMC21 IO-Link

ISDU（10進）

名称

ISDU（16 進） サイズ（バイ データ型
ト）

アクセ
ス

デフォルト値

値範囲

データの保
存

260

Actual Diagnostic(STA)

0x0104

4

StringT

r

0

-

なし

261

Last Diagnostic (LST)0x0105

4StringT

r

0

-

なし

Teach - Single value
ISDU（10 名称進）

ISDU（16 進） サイズ（バ データ型
イト）

アクセス デフォル
ト値

値範囲

データの保
存

58

Teach Select0x003A1

UintegerT r/w

1

0 ~ デフォルトチャンネル = SSC1.1 圧力 なし
1 ~ SSC1.1 圧力
2 ~ SSC1.2 成功
255 ~ すべての SSC

59

Teach Result
State

0x003B

1

UintegerT r

00 ~ アイドル
1 ~ SP1 成功
2 ~ SP2 成功
5 ~ ビジー
7 ~ エラーなし

スイッチング信号チャンネル 1.1 圧力
ISDU（10進）

サブインデックス

名称

ISDU（16
進）

サイズ（バ
イト）

データ型

アクセス

デフォルト
値

値範囲

データの保
存

60

24

SSC1.1
Param.SP1

0x003C

4

Float32T

r/w

9000.0

-

あり

60

23

SSC1.1
Param.SP2

0x003C

4

Float32T

r/w

1000.0

-

あり

61

01

SSC1.1
Config.Logic0x003D1

UintegerTr/w

00 ~ ハイア
クティブ（正論理）
1 ~ ローア
クティブ
（負論理）

あり

61

02

SSC1.1
Config.Mode0x003D1

UintegerTr/w

00 ~ 無効1~1点
2 ~ ウィン
ドウ
3~2点

あり

61

03

SSC1.1
Config.Hyst

0x003D

4

Float32T

r/w

10.0

-

あり

スイッチング信号チャンネル 1.2 圧力
ISDU（10進）

サブインデックス

名称

ISDU（16
進）

サイズ（バ
イト）

データ型

アクセス

デフォルト
値

値範囲

データの保
存

60

24

SSC1.2
Param.SP1

0x003C

4

Float32T

r/w

9500.0

-

あり

60

23

SSC1.2
Param.SP2

0x003C

4

Float32T

r/w

1500.0

-

あり

61

01

SSC1.2
Config.Logic0x003D1

UintegerTr/w

00 ~ ハイア
クティブ（正論理）
1 ~ ローア
クティブ
（負論理）

あり

24

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

システム統合ISDU（10進）

サブインデックス

名称

ISDU（16
進）

サイズ（バ
イト）

データ型

アクセス

デフォルト
値

値範囲

データの保
存

61

02

SSC1.2
Config.Mode0x003D1

UintegerTr/w

00 ~ 無効1~1点
2 ~ ウィン
ドウ
3~2点

あり

61

03

SSC1.2
Config.Hyst

0x003D

4

Float32T

r/w

10.0

-

あり

測定データ情報ISDU（10進）

サブインデックス

名称

ISDU（16
進）

サイズ（バ
イト）

データ型

アクセス

デフォルト
値

値範囲

データの保
存

16512

1

MDC
Descriptor Pressure.Lo
wer Value

0x40804

Float32T

r

0

-

なし

16512

2

MDC
0x4080Descriptor Pressure.Up
per Value

4

Float32T

r

0

-

なし

16512

3

MDC
0x4080Descriptor Pressure.Un
it Code2

UintegerTr

1130（Pa） -

なし

16512

4

MDC
Descriptor Pressure.Sc
ale

0x40801

IntegerT

r

0

-

なし

8.2.3

システムコマンドISDU（10 進）

サブインデックス

名称

ISDU（16 進）

アクセス

2

65

Teach SP10x0002w

2

66

Teach SP20x0002w

2130

Reset to factory settings (RES)

0x0002w

2

131

Back-To-Box

0x0002w

8.2.4

スイッチング信号

スイッチング信号によって測定値のリミット超過を容易に監視できます。
各スイッチング信号はプロセス値に明確に割り当てられ、ステータスを提供します。このステータスはプロセスデータとともに伝送されます（プロセスデータリンク）。その切替動作は、「スイッチング信号チャンネル」（SSC）の設定パラメータを使用して設定する必要があります。スイッチポイント SP1 と SP2 の手動設定に加え、「Teach」メニ
ューでティーチング機能を使用できます。これはシステムコマンドを使用して、選択した SSC に現在のプロセス値を書き込む機能です。次のセクションでは、選択可能な各モードの動作の違いについて説明します。以下の例では「Logic」パラメータは常に「ハイアクティブ（正論理）」です。ロジックを反転させると、「Logic」パラメータを「ローアクティブ（負論理）」に設定できます（→  33）。
1 点モードこのモードでは、SP2 は使用されません。

Endress+Hauser

25

システム統合

Cerabar PMC21 IO-Link

H

MV

a

i
Sp1

A0046577

2

SSC、1 点H
ヒステリシス
Sp1 スイッチポイント 1
MV 測定値i
非アクティブ（オレンジ色）
a
アクティブ（緑色）

ウィンドウモード
SPhi は常に SP1 と SP2 のいずれか高い方の値に対応し、SPlo は常に低い方の値に対応
します。
W

H

H

a

i
Splo

i

MV

Sphi
A0046579

3

SSC、ウィンドウ

H
ヒステリシスW ウィンドウ
Splo 下限測定値のスイッチポイント
Sphi 上限測定値のスイッチポイント
MV 測定値i
非アクティブ（オレンジ色）
a
アクティブ（緑色）

2 点モードSPhi は常に SP1 と SP2 のいずれか高い方の値に対応し、SPlo は常に低い方の値に対応します。
ヒステリシスは使用されません。

26

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

システム統合

a

i
Splo

MV

Sphi
A0046578

4

SSC、2 点Splo 下限測定値のスイッチポイント
Sphi 上限測定値のスイッチポイント
MV 測定値i
非アクティブ（オレンジ色）
a
アクティブ（緑色）Endress+Hauser

27

設定

Cerabar PMC21 IO-Link

9設定

既存の設定を変更した場合、測定操作は継続されます。新しい、または変更した入力
は、設定が行われてからのみ取り込まれます。
ブロックパラメータ設定が使用される場合、パラメータの変更はパラメータのダウンロ
ード後にのみ取り込まれます。

L 警告
制御されていない状態でプロセスが作動すると負傷する恐れがあります。
‣ 下流側のプロセスが意図せずに始動しないよう注意してください。

L 警告
機器に最小許容圧力よりも小さいか、最大許容圧力よりも大きい圧力が表示されている
場合、次のメッセージが連続して表示されます。
‣ S140‣ F270
注記
すべての圧力測定範囲において、対応する初期値の IODD を使用します。この IODD が
すべての測定範囲に適用されます。この IODD の初期値が本機器には無効である場合があります。機器がこの初期値で更新されると、IO-Link メッセージ（例：「Parametervalue above limit（パラメータ値が限界値を超過）」）が表示されることがあります。その場合、既存の値は取り込まれません。初期値は 1.0 MPa（150 psi）センサにのみ適用されます。
‣ 初期値が IODD から機器に書き込まれる前に、データを機器から読み取っておく必要があります。

9.1

機能チェック

測定点を設定する前に、設置状況および配線状況を確認してください。
•「設置状況の確認」チェックリスト•「配線状況の確認」チェックリスト

9.2

操作メニューを使用した設定

設定は、以下の手順で構成されます。
• 圧力測定の設定• 必要に応じて、「位置補正」を実施• 必要に応じて、プロセス監視を設定

28

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

設定

9.3

圧力測定の設定

9.3.1

基準圧力によらない校正（ドライ校正 = 測定物を使用しない校正）例：
この例では、40 kPa (6 psi) センサ付きの機器を測定範囲 0～30 kPa (0～4.4 psi) 用に設定します。
次の値を割り当てます。
• 0 MPa = 4 mA 値
• 30 kPa (4.4 psi) = 20 mA 値
必須条件：
これが理論校正であること。つまり、下限および上限に対する圧力値が既知であること。圧力を印加する必要はありません。
機器の取付方向に起因して、測定値に圧力シフト（非加圧状態で測定値がゼロ以外になる）が生じる場合があります。位置補正の実施方法については、「位置補正の実行」セクションを参照してください。
記載されているパラメータおよび可能性のあるエラーメッセージの説明について
は、「機器パラメータの説明」セクション参照してください。
校正の実施
1.

Unit changeover（単位の変更） (UNI) パラメータを使用して、圧力単位（ここでは、たとえば「bar」）を選択します。

2.

Value for 4 mA（4 mA の値） (STL) パラメータを選択します。値（0 bar（0 psi））
を入力して確定します。
 この圧力値が下限電流値（4 mA）に割り当てられます。

3.

Value for 20 mA（20 mA の値） (STU) パラメータを選択します。値（30 kPa (4.4 psi)）を入力して確定します。
 この圧力値が上限電流値（20 mA）に割り当てられます。

測定範囲が 0～30 kPa (0～4.4 psi) 用に設定されます。

Endress+Hauser

29

設定

Cerabar PMC21 IO-Link

9.3.2

基準圧力による校正（ウェット校正 = 測定物を使用した校正）例：
この例では、40 kPa (6 psi) センサ付きの機器を測定範囲 0～30 kPa (0～4.4 psi) 用に設定します。
次の値を割り当てます。
• 0 MPa = 4 mA 値
• 30 kPa (4.4 psi) = 20 mA 値
必須条件：
圧力値 0 Pa および 30 kPa (4.4 psi) を指定できること。たとえば、機器がすでに設置されていること。
機器の取付方向に起因して、測定値に圧力シフト（非加圧状態で測定値がゼロ以外になる）が生じる場合があります。位置補正の実施方法については、「位置補正の実行」セクションを参照してください。
記載されているパラメータおよび可能性のあるエラーメッセージの説明について
は、「機器パラメータの説明」セクション参照してください。
校正の実施
1.

Unit changeover（単位の変更） (UNI) パラメータを使用して、圧力単位（ここでは、たとえば「bar」）を選択します。

2.

機器に LRV（4 mA 値）に対する圧力（ここでは、たとえば 0 bar（0 psi））が存在します。Pressure applied for 4mA（4mA に印加された圧力） (GTL) パラメータを選択します。「Get Lower Limit（下限値の取得）」を押すと、この選択が確定されます。
 機器に印加されたこの圧力値が下限電流値（4 mA）に割り当てられます。

3.

機器にフルスケール値（20 mA 値）に対する圧力（この例では 30 kPa (4.4 psi)）が存在します。Pressure applied for 20mA（20mA に印加された圧力） (GTU) パ
ラメータを選択します。「Get Lower Limit（下限値の取得）」を押すと、この選択が確定されます。
 機器に印加されたこの圧力値が上限電流値（20 mA）に割り当てられます。

測定範囲が 0～30 kPa (0～4.4 psi) 用に設定されます。

30

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

設定

9.4

位置補正の実行

Zero point configuration（ゼロ点設定） (ZRO)

ナビゲーション

Parameter → Application → Sensor → Zero point configuration (ZRO)

説明（通常は、絶対圧センサ）
位置補正により、機器の方向に起因する圧力シフトを補正することができます。
ゼロ（セットポイント）と測定圧力間の差圧は既知でなければなりません。

必須条件

機器の方向によって生じる誤差やゼロ点のずれを補正するためにオフセットが可能です（センサ特性のパラレルシフト）。パラメータの設定値は「生測定値」から差し引かれます。スパンを変更せずにゼロ点シフトを実行できるための必要条件はオフセット
機能と適合します。
最大オフセット値 = センサの公称範囲の ± 20 %
センサの物理限界を超えてスパンがシフトするオフセット値が入力されると、値は許容されますが警告メッセージが IO-Link を介して表示されます。警告メッセージの表示
はスパンがセンサ限界内にならないと消えません。現在設定されているオフセット値を考慮してください。
センサは以下の条件で動作させることができます。
• 仕様範囲外などの物理的に好ましくない範囲で動作• オフセットまたはスパンを適切に修正して動作
生測定値 – (手動オフセット) = 表示値 (測定値)例• 測定値 = 0 MPa (0.029 psi)
• 手動オフセットを 0.002 に設定します。
• 表示値（測定値）位置補正後 = 0 MPa (0 psi)
• 電流値も補正されます。

注意

設定値は増分 0.001 です。値を数値として入力するため、増分は測定範囲に応じて異な
ります。

選択項目

選択なし。ユーザーは任意に値を編集できます。

初期設定

0

Zero point adoption（ゼロ点調整） (GTZ)

ナビゲーション

Parameter → Application → Sensor → Zero point adoption (GTZ)

説明（通常は、ゲージ圧センサ）
位置補正により、機器の方向に起因する圧力シフトを補正することができます。
ゼロ（セットポイント）と測定圧力間の差圧は既知でなければなりません。

Endress+Hauser

31

設定

必須条件

Cerabar PMC21 IO-Link

現在の圧力値がゼロ点として自動的に取り込まれます。
機器の方向によって生じる誤差やゼロ点のずれを補正するためにオフセットが可能です（センサ特性のパラレルシフト）。パラメータの承認された値は「生測定値」から差し引かれます。スパンを変更せずにゼロ点シフトを実行できるための必要条件はオフ
セット機能と適合します。
最大オフセット値 = センサの公称範囲の ± 20 %
センサの物理限界を超えてスパンがシフトするオフセット値が入力されると、値は許容されますが警告メッセージが IO-Link を介して表示されます。警告メッセージの表示
はスパンがセンサ限界内にならないと消えません。現在設定されているオフセット値を考慮してください。
センサは以下の条件で動作させることができます。
• 仕様範囲外などの物理的に好ましくない範囲で動作• オフセットまたはスパンを適切に修正して動作
生測定値 – (手動オフセット) = 表示値 (測定値)例1• 測定値 = 0 MPa (0.029 psi)
• Zero point adoption（ゼロ点調整） (GTZ) パラメータを使用して、測定値を0 MPa (0.029 psi) などの値で補正します。これは、表示された圧力に値
0 MPa (0 psi) を割り当てることを意味します。
• 表示値（測定値）位置補正後 = 0 MPa (0 psi)
• 電流値も補正されます。
• 必要に応じて、スイッチポイントとスパン設定を確認し修正します。

例2

センサ測定範囲： –0.04～+0.04 MPa (–6～+6 psi) （SP1 = 0.04 MPa (6 psi)；STU =0.04 MPa (6 psi)）• 測定値 = 0.008 MPa (1.2 psi)
• Zero point adoption（ゼロ点調整） (GTZ) パラメータを使用して、測定値を0.008 MPa (1.2 psi) などの値で補正します。これは、表示された圧力に値 0 mbar（0psi）を割り当てることを意味します。
• 表示値（測定値）位置補正後 = 0 bar（0 psi）
• 電流値も補正されます。
• 表示された実際値 0.008 MPa (1.2 psi) に 0 bar（0 psi）が割り当てられ、センサ測定
範囲が ± 20% を超えたため、警告 C431 または C432 が表示されます。
SP1 および STU の値を 0.008 MPa (1.2 psi)下方に調整する必要があります。

32

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

設定

9.5

プロセス監視の設定

プロセス監視の場合、レベルリミットスイッチで監視する圧力範囲を設定できます。両方の監視バージョンの説明は次の通りです。監視機能により、ユーザーはプロセスに最適な範囲（高い収率など）を設定し、範囲を監視するためのレベルリミットスイッチを利用することができます。

9.5.1

デジタルプロセス監視（スイッチ出力）

ウィンドウ機能またはヒステリシス機能のどちらが設定されたかに応じて、NO またはNC 接点として機能する、定義されたスイッチポイントおよびスイッチバックポイントを選択できます。
IODD の「Mode」および「Logic」パラメータは、「Application Type」パラメータの製品構成に分類されます。次の表は設定を比較したものです。
機能（IODD：Mode）

出力（IODD：Logic）

Application Type

製品構成

2点

2 点 ノーマルオープン

NO 接点

TPNO

2点

2 点 ノーマルクローズ

NC 接点

TPNC

ウィンドウ

ウィンドウ ノーマルオープン

NO 接点

WNO

ウィンドウ

ウィンドウ ノーマルクローズ

NC 接点

WNC

1点

1 点 ノーマルオープン

NO 接点

SPNO

1点

1 点 ノーマルクローズ

NC 接点

SPNC

所定のヒステリシスの範囲内で機器を再起動すると、スイッチ出力がオープンになります（表示される出力値は 0 V）。

9.5.2

アナログプロセス監視（4～20 mA 出力）• 3.8～20.5 mA の信号範囲は NAMUR NE 43 に準拠して制御されます。
• アラーム電流および電流シミュレーションは除外されます。
• 設定された限界値を超過した場合、機器は直線的に測定を継続します。出力電流は直線的に 20.5 mA まで増加し、測定値が再び 20.5 mA を下回るまで、または機器がエラーを検知するまで、その値を保持します。
• 設定された限界値を下回った場合、機器は直線的に測定を継続します。出力電流は直線的に 3.8 mA まで減少し、測定値が再び 3.8 mA を上回るまで、または機器がエラーを検知するまで、その値を保持します。

9.6

電流出力

Operating Mode（動作モード）(FUNC)

ナビゲーション

Parameter → Application → Sensor → Operating Mode (FUNC)

説明

出力 2 の希望する動作を有効にします（IO-Link 出力ではなく）

選択項目

オプション:• OFF• 4～20 mA (I)

Endress+Hauser

33

設定

Cerabar PMC21 IO-Link

Value for 4 mA（4 mA の値） (STL)

ナビゲーション

Parameter → Application → Current output → Value for 4 mA (STL)

説明

4 mA 値に相当する圧力値の割当て。
電流出力を反転させることが可能です。そのためには、圧力の上限設定値を下限の測定
電流に割り当てます。

注意

4 mA の値（選択した圧力単位）を測定範囲内で入力します。値は増分 0.1 で入力できます（増分は測定範囲に応じて異なります）。

選択項目

選択なし。ユーザーは任意に値を編集できます。

初期設定

0.0 または注文仕様の通り

Value for 20 mA（20 mA の値） (STU)

ナビゲーション

Parameter → Application → Current output → Value for 20 mA (STU)

説明

20 mA 値に相当する圧力値の割当て。
電流出力を反転させることが可能です。そのためには、圧力の下限設定値を上限の測定
電流に割り当てます。

注意

20 mA の値（選択した圧力単位）を測定範囲内で入力します。値は増分 0.1 で入力できます（増分は測定範囲に応じて異なります）。

選択項目

選択なし。ユーザーは任意に値を編集できます。

初期設定

測定上限値または注文仕様の通り

Pressure applied for 4mA（4mA に印加された圧力） (GTL)

ナビゲーション

34

Parameter → Application → Current output → Pressure applied for 4mA (GTL)

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

説明設定

現在の圧力値が自動的に 4 mA 電流信号に採用されます。
電流範囲のパラメータは公称範囲の任意のセクションに割り当てることができます。
これは、圧力の下限設定値を下限の測定電流に、圧力の上限限界値を上限の測定電流に割り当てることで起こります。
圧力の下限設定値と上限限界値は個別に設定できるため、圧力測定スパンは一定に維持されません。
LRV と URV の圧力測定スパンは全体のセンサレンジを超えたものに設定できます。
不正な TD 値は診断メッセージ S510 により示されます。不正なポジションオフセット
は診断メッセージ C431 により示されます。
機器をセンサ限界の範囲外で使用するような設定操作を行うことはできません。
不正な入力は拒否され、以下のメッセージが表示されます。そして、変更前の最後の有効値が再び使用されます。
• Parameter value above limit（パラメータ値が限界値を超過） (0x8031)• Parameter value below limit（パラメータ値が限界値を下回る） (0x8032)
現在印加された測定値が測定範囲内ならば 4mA の値として認められます。
センサ特性曲線がシフトして、印加された圧力がゼロ値になります。

Pressure applied for 20mA（20mA に印加された圧力） (GTU)

ナビゲーション

Parameter → Application → Current output → Pressure applied for 20mA (GTU)

説明

現在の圧力値が自動的に 20 mA 電流信号に採用されます。
電流範囲のパラメータは公称範囲の任意のセクションに割り当てることができます。
これは、圧力の下限設定値を下限の測定電流に、圧力の上限限界値を上限の測定電流に割り当てることで起こります。
圧力の下限設定値と上限限界値は個別に設定できるため、圧力測定スパンは一定に維持されません。
LRV と URV の圧力測定スパンは全体のセンサレンジを超えたものに設定できます。
不正な TD 値は診断メッセージ S510 により示されます。不正なポジションオフセット
は診断メッセージ C431 により示されます。
機器をセンサ限界の範囲外で使用するような設定操作を行うことはできません。
不正な入力が拒否され、変更前の最後の有効値が再び使用されます。
現在印加された測定値が測定範囲内ならば 20mA の値として認められます。
センサ特性のパラレルシフトが起こり、印加された圧力が最大値になります。.

Endress+Hauser

35

設定

Cerabar PMC21 IO-Link

9.7

アプリケーション事例

9.7.1

2 点モードによるコンプレッサ制御

例：コンプレッサは、圧力が特定の値を下回ると始動します。コンプレッサは、特定の値を超過するとオフになります。
1.

スイッチポイントを 0.2 MPa (29 psi) に設定します。

2.

スイッチバックポイントを 0.1 MPa (14.5 psi) に設定します。

3.

スイッチ出力を「NC 接点」（Mode = 2 点、Logic = 高）として設定します。

コンプレッサは設定に応じて制御されます。

9.7.2

2 点モードによるポンプ制御

例：ポンプは 0.2 MPa (29 psi) に達すると（圧力の増加）オンになり、0.1 MPa (14.5 psi)に達すると（圧力の減少）オフになります。
1.

スイッチポイントを 0.2 MPa (29 psi) に設定します。

2.

スイッチバックポイントを 0.1 MPa (14.5 psi) に設定します。

3.

スイッチ出力を「NO 接点」（Mode = 2 点、Logic = 高）として設定します。

ポンプは設定に応じて制御されます。

36

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

トラブルシューティング

10

トラブルシューティング

10.1

トラブルシューティング

機器に無効な設定がある場合、機器はエラー状態に切り替わります。
例：• IO-Link を介して診断メッセージ「C485」が表示されます。
• 機器がシミュレーションモードになっています。
• 機器設定が修正された場合は（例：機器のリセット）、機器のエラー状態が終了し、測定モードに切り替わります。
一般的なエラー
エラー

考えられる原因

対処法

機器が応答しない

電源電圧が銘板に明記された電圧と異なる。

正しい電圧を接続する。

電源電圧の極性が正しくない。

極性を正す。

ケーブルと端子の接触不良

ケーブルと端子間の電気接触を確認し、必要に応じて修復する。

通信エラー• 通信ケーブルが接続されていない。
配線およびケーブルを確認す• 通信ケーブルが機器に間違って接続されている。 る。
• 通信ケーブルが IO-Link マスタに間違って接続されている。

出力電流≤ 3.6 mA

信号線が正しく配線されていない。

プロセスデータが伝 機器でエラーが発生している。
送されない

10.2

診断イベント10.2.1

診断メッセージ

配線を確認する。
診断イベントとして表示される
エラーを修正する。

機器の自己監視システムで検出されたエラーは、IODD を介して診断メッセージとして測定値表示と交互に表示されます。
ステータス信号表（「診断イベントのリスト」セクション）には、表示される可能性のあるメッセージが記載されています。診断コードパラメータは最優先のメッセージを表示します。
NE107 に従って機器のステータス情報コードは 4 つに分類されます。
故障
機器エラーが発生しました。測定値は無効。
メンテナンスが必要
メンテナンスが必要。測定値は依然として有効。
機能チェック
機器はサービスモード（例：シミュレーション中）
仕様範囲外
機器は作動中：• 技術仕様の範囲外（例：始動時または洗浄時）• ユーザーによる設定が範囲外（例：レベルが設定範囲外）

Endress+Hauser37

トラブルシューティング

Cerabar PMC21 IO-Link

診断イベントおよびイベントテキスト
診断イベントを使用してエラーを特定できます。
診断イベントステータス信号イベント番号↓↓
469

例A0013959

複数の診断イベントが同時に発生している場合は、最優先に処理する必要のある診断メ
ッセージのみが IODD を介して STA に表示されます。
最後の診断メッセージが表示されます。DIAG（診断）サブメニューの LST パラメータを参照してください。

38

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

トラブルシューティング

10.2.2

診断イベントの概要

ステータ
ス信号/
診断イベ
ント

診断
動作

イベントコ
ード

イベントテキスト

原因

対策

S140

警告

0x180F

センサ信号が許容範囲外

過圧または低圧状態です。

規定の測定範囲内で機器を操作します。

S140

警告

0x180F

センサ信号が許容範囲外

センサの故障機器を交換します。

F270 1) 2)

エラー

0x1800過圧/低圧

過圧または低圧状態です。

• プロセス圧力を確認します。
• センサレンジを確認します。
• 機器を再起動します。

F270 1) 2)

エラー

0x1800電子モジュール/セ 電子モジュール/センサの故障
ンサの故障

C431 3)

警告

0x1805

無効な位置補正（電 実施した補正が原因で、センサ 位置補正 + 電流出力のパラメータはセンサ公称範囲内
流出力）
公称範囲を超過したか、または でなければなりません。
下回っています。
• 位置補正を確認します（Zero point configuration（ゼ

機器を交換します。

ロ点設定）(ZRO) パラメータを参照）。
• 測定範囲を確認します（Value for 20 mA（20 mA の値）(STU) および Value for 4 mA（4 mA の値）(STL)
パラメータを参照）。

C432

警告

0x1806

無効な位置補正（ス 実施した補正が原因で、スイッ 位置補正 + ヒステリシスおよびウィンドウ機能のパライッチ出力）
チポイントがセンサ公称範囲
メータはセンサ公称範囲内でなければなりません。
外になっています。
• 位置補正を確認します（Zero point configuration（ゼロ点設定）(ZRO) パラメータを参照）。
• ヒステリシスおよびウィンドウ機能のスイッチポイ
ント、スイッチバックポイントを確認します。

F437

エラ
ー

0x1810

互換性のない設定

無効な機器設定C485

警告

0x8C01 4)

シミュレーションがアクティブスイッチ出力または電流出力シミュレーションをオフにしてください。
のシミュレーション中に、機器が警告メッセージを生成しま
す。

S510

エラ
ー

0x1802

ターンダウンの違反

スパンの変更によりターンダ• 規定の測定範囲内で機器を操作します。
ウンの違反が発生（最大 TD• 測定範囲を確認します。
5:1）
補正値（下限設定値と上限設定値）が互いに近づきすぎていま
す。

S803

エラ
ー

0x1804電流ループ

アナログ出力の負荷抵抗のイ
ンピーダンスが高すぎる• 電流出力の配線および負荷を確認します。
• 電流出力が不要な場合は、設定を使用してオフにしま
す。

S803

エラ
ー

0x1804電流出力が接続されていない

電流出力が接続されていない• 電流出力と負荷を接続します。
• 電流出力が不要な場合は、設定を使用してオフにしま
す。

F804

エラ
ー

-

スイッチ出力の過負荷

負荷電流が高すぎる

スイッチ出力の負荷抵抗を増加させます。

F804

エラ
ー

-

スイッチ出力の過負荷

スイッチ出力の故障• 出力回路を確認します。
• 機器を交換します。

Endress+Hauser• 機器を再起動します。
• 機器をリセットします。
• 機器を交換します。

39

トラブルシューティング

Cerabar PMC21 IO-Link

ステータ
ス信号/
診断イベ
ント

診断
動作

イベントコ
ード

イベントテキスト

原因

S971

警告

0x1811

測定値がセンサレ
ンジの範囲外電流が許容範囲（3.8 ～ 20.5
設定スパンの範囲内で機器を操作します。
mA）を外れています。
現在の圧力値が、設定された測
定範囲を外れています（ただし、センサレンジの範囲内）。

F419

エラ
ー

-

Back-to-Box（初期 IO-Link 通信が使用できなくな
設定に戻す）コマン っています。
ドが実行された

1)
2)
3)
4)

対策

手動での再起動が必要です。

スイッチ出力がオープンとなり、電流出力では設定されたアラーム電流が出力されます。そのため、スイッチ出力が安全な状態であることから、スイッチ出力に影響するエラーは表示されません。
内部通信エラーが発生した場合、機器はエラー電流 0 mA を示します。それ以外の場合、機器は設定されたエラー電流を戻します。
設定（スパン、スイッチポイント、オフセット）を行い、ゲージ圧測定用機器で読み値が > URL + 10 % または < LRL + 5 %、また、絶対圧測定用機器で読み値が > URL + 10% または < LRL だった場合は、対策を講じないと機器の再起動後に警告メッセージが表示されます。
IO-Link 規格 1.1 に準拠したイベントコード

10.3

エラー発生時の機器の動作

機器は IO-Link を介して警告およびエラーを表示します。すべての機器警告およびエラーは情報提供のみを目的としたものであり、安全機能はありません。機器により診断されたエラーは、NE107 に従って IO-Link を介して表示されます。診断メッセージに従い、警告またはエラー状態に応じて機器は動作します。ここでは、次のエラータイプを区別する必要があります。
• 警告：• このエラータイプが発生した場合、機器は測定を継続します。出力信号は影響を受けません（例外：シミュレーションがアクティブ）。
• スイッチ出力はスイッチポイントで設定された状態が保持されます。
• エラー：• このエラータイプが発生した場合、機器は測定を継続しません。出力信号はエラー状態になります（エラー発生時の値 - 次のセクションを参照）。
• IO-Link によってエラー状態が表示されます。
• スイッチ出力は「オープン」状態に切り替わります。
• アナログ出力オプションの場合は、設定されたアラーム電流の動作によりエラーが通知されます。

10.4

エラー発生時の電流出力の動作

エラー発生時の電流出力の動作は、NAMUR NE43 に従って制御されます。
エラー発生時の電流出力の動作は、以下のパラメータで設定します。
• Alarm current FCU「MIN」：最小アラーム電流（≤3.6 mA）（オプション、下表を参照）• Alarm current FCU「MAX」（初期設定）：最大アラーム電流（≥21 mA）• 選択されたアラーム電流がすべてのエラーに対して使用されます。
• エラーおよび警告の確認応答はできません。イベントが保留中でなくなり次第、関連するメッセージが消えます。
• 機器の動作中にフェールセーフモードを直接変更することが可能です（下表を参照）。

40

フェールセーフモードの変更

機器の配線後MAX → MIN

直ちに有効

MIN → MAX

直ちに有効

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

メンテナンス

10.4.1

アラーム電流説明

オプション

最小アラーム電流調整

IA 1)

1)

製品コンフィギュレータ、「サービス」のオーダーコード

10.5

初期設定へのリセット（リセット）

Reset to factory settings（初期設定にリセット）(RES) パラメータの説明を参照してく
ださい →  59。

10.6

廃棄

廃棄する場合は、機器の構成部品を材質に応じて分解し、リサイクルします。

11

メンテナンス

特別なメンテナンスは不要です。
圧力補正要素（1）が閉塞しないようにしてください。

1

A0022141

11.1

外部洗浄

機器をクリーニングするときは、以下の点に注意してください。
• 機器の表面およびシール部が腐食しない洗浄剤を使用する必要があります。
• 先が尖った物などでプロセスメンブレンを機械的に損傷しないようにしてください。
• 機器の保護等級に従ってください。必要に応じて、銘板を確認してください。

Endress+Hauser

41

修理

Cerabar PMC21 IO-Link

12

修理

12.1

一般的注意事項

12.1.1

修理コンセプト

修理には対応していません。

12.2

返却

間違った機器を注文した場合、あるいは注文と異なる機器が納入された場合、機器を返却していただく必要があります。
Endress+Hauser は ISO 認定企業として法規制に基づき、測定物と接触した返却製品に対して所定の手順を実行する義務を負います。安全かつ確実な機器の返却を迅速に行うために、Endress+Hauser のウェブサイト
（www.services.endress.com/return-material）の返却の手順と条件をご覧ください。

12.3

廃棄

電子・電気機器廃棄物（WEEE）に関する指令 2012/19/EU により必要とされる場合、分別されていない一般廃棄物として処理する WEEE を最小限に抑えるため、製品には絵文字シンボルが付いています。このマークが付いている製品は、分別しない一般ゴ
ミとしては廃棄しないでください。代わりに、適切な条件下で廃棄するために製造者へご返送ください。

42

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

操作メニューの概要

13

操作メニューの概要
パラメータ設定に応じて、使用できないサブメニューやパラメータがあります。この詳細については、パラメータの説明にある「必須条件」を参照してください。

IO-Link

レベル 1

Identification

Serial Number-

Firmware Revision-

Extended Ordercode→  45

Product Name-

Product Text-

Vendor Name-

Hardware Revision-

ENP_VERSION→  45

Application Specific Tag→  45Function Tag→  45

Location Tag→  45

Device Type-

Device Status→  46

Detailed Device Status→  46

Actual Diagnostics (STA)→  46

Last Diagnostic (LST)→  46

Simulation Switch Output (OU1)→  46

Simulation Current Output (OU2)→  47

Diagnosis

Parameter

Application

レベル 2

SensorCurrent output

Teach - Single Value

Switching Signal Channels

Endress+Hauser

レベル 3

詳細

Operating Mode (FUNC)→  33

Unit changeover (UNI)→  48Zero point configuration (ZRO)→  31

Zero point adoption (GTZ)→  31

Damping (TAU)→  50

Value for 4 mA (STL)→  34

Value for 20 mA (STU)→  34Pressure applied for 4mA (GTL)→  34Pressure applied for 20mA (GTU)→  35

Alarm current (FCU)→  52Teach Select→  54

System Command→  54Teach SP1

→  54Teach SP2

→  54Teach Result State→  54

Switching Signal Channel 1.1

SSC1.1 Param. SP1→  54

SSC1.1 Param. SP2→  55

SSC1.1 Config. Logic→  55

SSC1.1 Config. Mode→  55

SSC1.1 Config. Hyst.

→  55

Switching delay time, output 1 (dS1)→  5543

操作メニューの概要

IO-Link

レベル 1

Cerabar PMC21 IO-Link

レベル 2

Switching Signal Channel 1.2

SystemObservation

Pressure

Device Management

レベル 3

詳細

Switchback delay time, output 1 (dR1)→  56

SSC1.2 Param. SP1→  56

SSC1.2 Param. SP2→  56

SSC1.2 Config. Logic→  56

SSC1.2 Config. Mode→  57

SSC1.2 Config. Hyst.

→  57

Switching delay time, output 2 (dS2)→  57

Switchback delay time, output 2 (dR2)→  57HI Max value(maximum indicator)→  59LO Min value(minimum indicator)→  59

Revisioncounter (RVC)→  59Reset to factory settings (RES)→  59Back-to-box→  60→  60Condensed Status
Switch State Output (OU1)→  60Switch State Output (OU2)

44

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

機器パラメータの説明

14

機器パラメータの説明

14.1

Identification（識別）Extended order code（拡張オーダーコード）

ナビゲーション

Identification → Extended order code

説明

機器の交換（再注文）時に使用します。
拡張オーダーコードが表示されます（最大 60 文字の英数字）。

初期設定

注文仕様に応じて

ENP_VERSION（ENP バージョン）

ナビゲーション

Identification → ENP_VERSION説明

ENP バージョン（ENP：電子銘板）を表示します。

Application Specific Tag（アプリケーション固有のタグ）

ナビゲーション

Identification → Application Specific Tag

説明

現場の機器を一意的に識別するために使用します。
デバイスのタグを入力します（最大 32 文字の英数字）。

初期設定

注文仕様に応じてFunction Tag（機能タグ）

ナビゲーション

Identification → Function Tag

説明

機能説明：

Location Tag（場所タグ）

ナビゲーション

Identification → Location Tag

説明

場所の識別情報

Endress+Hauser

45

機器パラメータの説明

Cerabar PMC21 IO-Link

14.2

Diagnosis（診断）Device Status（機器ステータス）

ナビゲーション

Diagnosis → Diagnosis → Device Status

説明

現在の機器ステータス

選択項目• 0 = 問題なし
• 1 = 要メンテナンス• 2 = 仕様範囲外• 3 = 機能テスト• 4 = エラー

Detailed Device Status（詳細な機器ステータス）

ナビゲーション

Diagnosis → Diagnostic → Detailed Device Status

説明

現在未処理のイベント

Actual Diagnostics（現在の診断結果）(STA)

ナビゲーション

Diagnosis → Actual Diagnostics (STA)

説明

現在の機器ステータスを表示します。

Last Diagnostic（前回の診断結果）(LST)

ナビゲーション

Diagnosis → Last Diagnostic (LST)

説明

操作中に修正された、最後の機器ステータス（エラーまたは警告）を表示します。

Simulation Switch Output（スイッチ出力シミュレーション） (OU1)

ナビゲーション

Diagnosis → Simulation Switch Output (OU1)

説明

シミュレーションはプロセスデータにのみ影響を及ぼします。物理的なスイッチ出力には影響しません。シミュレーションがアクティブな場合、機器がシミュレーションモ
ードになっていることがユーザーに分かるよう、この影響に対する警告が表示されます。IO-Link を介して警告を通知します（C485 - シミュレーションがアクティブ）。メ
ニューを使用してシミュレーションを能動的に終了させる必要があります。シミュレーション中に機器が電源から切り離されており、その後、電源が再供給された場合、シミュレーションモードは再開されません。その代わり、機器は測定モードで動作を続けます。

46

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

選択項目

機器パラメータの説明• OFF• OU1= 低（OPN）• OU1 = 高（CLS）

Simulation Current Output（電流出力シミュレーション） (OU2)

ナビゲーション

Diagnosis → Simulation Current Output (OU2)

説明

シミュレーションはプロセスデータおよび物理的な電流出力に影響を及ぼします。
シミュレーションがアクティブな場合、機器がシミュレーションモードになっていることがユーザーに分かるよう、この影響に対する警告が表示されます。IO-Link を介して警告を通知します（C485 - シミュレーションがアクティブ）。メニューを使用してシミュレーションを能動的に終了させる必要があります。シミュレーション中に機器が電源から切り離されており、その後、電源が再供給された場合、シミュレーションモード
は再開されません。その代わり、機器は測定モードで動作を続けます。

選択項目

• OFF
• 3.5 mA
• 4 mA• 8 mA• 12 mA• 16 mA• 20 mA• 21.95 mA

Endress+Hauser

47

機器パラメータの説明

Cerabar PMC21 IO-Link

14.3

Parameter（パラメータ）

14.3.1

Application（アプリケーション）

Sensor（センサ）

Operating Mode（動作モード）(FUNC)

ナビゲーション

Parameter → Application → Sensor → Operating Mode (FUNC)

説明

出力 2 の希望する動作を有効にします（IO-Link 出力ではなく）

選択項目

オプション:• OFF• 4～20 mA (I)

Unit changeover (UNI)（単位の変更（UNI）- µC 温度）

ナビゲーション

Parameter → Application → Sensor → Unit changeover (UNI)

説明

圧力単位を選択します。新しい圧力単位を選択すると、圧力固有のパラメータはすべて換算されます。

スイッチオンの値

注文仕様に応じて異なります。

選択項目

• bar
• kPa
• MPa
• psi

初期設定

注文仕様に応じて異なります。

Zero point configuration（ゼロ点設定） (ZRO)

ナビゲーション

Parameter → Application → Sensor → Zero point configuration (ZRO)

説明（通常は、絶対圧センサ）
位置補正により、機器の方向に起因する圧力シフトを補正することができます。
ゼロ（セットポイント）と測定圧力間の差圧は既知でなければなりません。

48

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

必須条件

機器パラメータの説明

機器の方向によって生じる誤差やゼロ点のずれを補正するためにオフセットが可能です（センサ特性のパラレルシフト）。パラメータの設定値は「生測定値」から差し引かれます。スパンを変更せずにゼロ点シフトを実行できるための必要条件はオフセット
機能と適合します。
最大オフセット値 = センサの公称範囲の ± 20 %
センサの物理限界を超えてスパンがシフトするオフセット値が入力されると、値は許容されますが警告メッセージが IO-Link を介して表示されます。警告メッセージの表示
はスパンがセンサ限界内にならないと消えません。現在設定されているオフセット値を考慮してください。
センサは以下の条件で動作させることができます。
• 仕様範囲外などの物理的に好ましくない範囲で動作• オフセットまたはスパンを適切に修正して動作
生測定値 – (手動オフセット) = 表示値 (測定値)例• 測定値 = 0 MPa (0.029 psi)
• 手動オフセットを 0.002 に設定します。
• 表示値（測定値）位置補正後 = 0 MPa (0 psi)
• 電流値も補正されます。

注意

設定値は増分 0.001 です。値を数値として入力するため、増分は測定範囲に応じて異な
ります。

選択項目

選択なし。ユーザーは任意に値を編集できます。

初期設定

0

Zero point adoption（ゼロ点調整） (GTZ)

ナビゲーション

Parameter → Application → Sensor → Zero point adoption (GTZ)

説明（通常は、ゲージ圧センサ）
位置補正により、機器の方向に起因する圧力シフトを補正することができます。
ゼロ（セットポイント）と測定圧力間の差圧は既知でなければなりません。

必須条件

現在の圧力値がゼロ点として自動的に取り込まれます。
機器の方向によって生じる誤差やゼロ点のずれを補正するためにオフセットが可能です（センサ特性のパラレルシフト）。パラメータの承認された値は「生測定値」から差し引かれます。スパンを変更せずにゼロ点シフトを実行できるための必要条件はオフ
セット機能と適合します。
最大オフセット値 = センサの公称範囲の ± 20 %
センサの物理限界を超えてスパンがシフトするオフセット値が入力されると、値は許容されますが警告メッセージが IO-Link を介して表示されます。警告メッセージの表示
はスパンがセンサ限界内にならないと消えません。現在設定されているオフセット値を考慮してください。
センサは以下の条件で動作させることができます。
• 仕様範囲外などの物理的に好ましくない範囲で動作• オフセットまたはスパンを適切に修正して動作
生測定値 – (手動オフセット) = 表示値 (測定値)

Endress+Hauser

49

機器パラメータの説明

Cerabar PMC21 IO-Link

例1• 測定値 = 0 MPa (0.029 psi)
• Zero point adoption（ゼロ点調整） (GTZ) パラメータを使用して、測定値を0 MPa (0.029 psi) などの値で補正します。これは、表示された圧力に値
0 MPa (0 psi) を割り当てることを意味します。
• 表示値（測定値）位置補正後 = 0 MPa (0 psi)
• 電流値も補正されます。
• 必要に応じて、スイッチポイントとスパン設定を確認し修正します。

例2

センサ測定範囲： –0.04～+0.04 MPa (–6～+6 psi) （SP1 = 0.04 MPa (6 psi)；STU =0.04 MPa (6 psi)）• 測定値 = 0.008 MPa (1.2 psi)
• Zero point adoption（ゼロ点調整） (GTZ) パラメータを使用して、測定値を0.008 MPa (1.2 psi) などの値で補正します。これは、表示された圧力に値 0 mbar（0psi）を割り当てることを意味します。
• 表示値（測定値）位置補正後 = 0 bar（0 psi）
• 電流値も補正されます。
• 表示された実際値 0.008 MPa (1.2 psi) に 0 bar（0 psi）が割り当てられ、センサ測定
範囲が ± 20% を超えたため、警告 C431 または C432 が表示されます。
SP1 および STU の値を 0.008 MPa (1.2 psi)下方に調整する必要があります。

Damping（ダンピング） (TAU)

ナビゲーション

Parameter → Application → Sensor → Damping (TAU)

説明

ダンピングは、圧力変化への測定値の反応速度に影響を与えます。

入力レンジ

0.0～999.9 秒（0.1 秒単位）

初期設定

2秒

50

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

機器パラメータの説明

Current output（電流出力）

Value for 4 mA（4 mA の値） (STL)

ナビゲーション

Parameter → Application → Current output → Value for 4 mA (STL)

説明

4 mA 値に相当する圧力値の割当て。
電流出力を反転させることが可能です。そのためには、圧力の上限設定値を下限の測定
電流に割り当てます。

注意

4 mA の値（選択した圧力単位）を測定範囲内で入力します。値は増分 0.1 で入力できます（増分は測定範囲に応じて異なります）。

選択項目

選択なし。ユーザーは任意に値を編集できます。

初期設定

0.0 または注文仕様の通り

Value for 20 mA（20 mA の値） (STU)

ナビゲーション

Parameter → Application → Current output → Value for 20 mA (STU)

説明

20 mA 値に相当する圧力値の割当て。
電流出力を反転させることが可能です。そのためには、圧力の下限設定値を上限の測定
電流に割り当てます。

注意

20 mA の値（選択した圧力単位）を測定範囲内で入力します。値は増分 0.1 で入力できます（増分は測定範囲に応じて異なります）。

選択項目

選択なし。ユーザーは任意に値を編集できます。

初期設定

測定上限値または注文仕様の通り

Pressure applied for 4mA（4mA に印加された圧力） (GTL)

ナビゲーション

Endress+Hauser

Parameter → Application → Current output → Pressure applied for 4mA (GTL)

51

機器パラメータの説明

説明

Cerabar PMC21 IO-Link

現在の圧力値が自動的に 4 mA 電流信号に採用されます。
電流範囲のパラメータは公称範囲の任意のセクションに割り当てることができます。
これは、圧力の下限設定値を下限の測定電流に、圧力の上限限界値を上限の測定電流に割り当てることで起こります。
圧力の下限設定値と上限限界値は個別に設定できるため、圧力測定スパンは一定に維持されません。
LRV と URV の圧力測定スパンは全体のセンサレンジを超えたものに設定できます。
不正な TD 値は診断メッセージ S510 により示されます。不正なポジションオフセット
は診断メッセージ C431 により示されます。
機器をセンサ限界の範囲外で使用するような設定操作を行うことはできません。
不正な入力は拒否され、以下のメッセージが表示されます。そして、変更前の最後の有効値が再び使用されます。
• Parameter value above limit（パラメータ値が限界値を超過） (0x8031)• Parameter value below limit（パラメータ値が限界値を下回る） (0x8032)
現在印加された測定値が測定範囲内ならば 4mA の値として認められます。
センサ特性曲線がシフトして、印加された圧力がゼロ値になります。

Pressure applied for 20mA（20mA に印加された圧力） (GTU)

ナビゲーション

Parameter → Application → Current output → Pressure applied for 20mA (GTU)

説明

現在の圧力値が自動的に 20 mA 電流信号に採用されます。
電流範囲のパラメータは公称範囲の任意のセクションに割り当てることができます。
これは、圧力の下限設定値を下限の測定電流に、圧力の上限限界値を上限の測定電流に割り当てることで起こります。
圧力の下限設定値と上限限界値は個別に設定できるため、圧力測定スパンは一定に維持されません。
LRV と URV の圧力測定スパンは全体のセンサレンジを超えたものに設定できます。
不正な TD 値は診断メッセージ S510 により示されます。不正なポジションオフセット
は診断メッセージ C431 により示されます。
機器をセンサ限界の範囲外で使用するような設定操作を行うことはできません。
不正な入力が拒否され、変更前の最後の有効値が再び使用されます。
現在印加された測定値が測定範囲内ならば 20mA の値として認められます。
センサ特性のパラレルシフトが起こり、印加された圧力が最大値になります。.

Alarm current（アラーム電流）(FCU)

ナビゲーション

52

Parameter → Application → Current output → Alarm current (FCU)

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

説明

機器パラメータの説明

機器は警告およびエラーを表示します。これは、機器に保存された診断メッセージを使用して、IO-Link を介して実行されます。すべての機器診断は、ユーザーへの情報提供のみを目的としたものであり、安全機能はありません。機器により診断されたエラー
は、NE107 に従って IO-Link を介して表示されます。診断メッセージに従い、警告またはエラー状態に応じて機器は動作します。
警告（S971、S140、C485、C431、C432）：
このエラータイプの場合、機器は測定を継続します。出力信号はエラー状態になりません（エラー発生時の値）。IO-Link を介してメイン測定値と文字＋設定された番号が交互に表示されます（0.5 Hz）。スイッチ出力はスイッチポイントで設定された状態が保持されます。
エラー（F437、S803、F270、S510、F804）：
このエラータイプの場合、機器は測定を継続しません。出力信号はエラー状態になります（エラー発生時の値）。文字＋設定された番号の形式でエラー状態が IO-Link を介して表示されます。スイッチ出力は所定の状態（オープン）に切り替わります。アナログ
出力オプションの場合は、4～20mA 信号も介してもエラーの通知または伝送が行われます。NE43、NAMUR では、電流 ≤3.6 mA および ≥21 mA が機器の故障として定義されます。対応する診断メッセージが表示されます。選択のために使用できる電流レベル：
選択されたアラーム電流がすべてのエラーに対して使用されます。診断メッセージは、
文字＋番号とともに IO-Link を介して表示されます。すべての診断メッセージに確認応答することはできません。イベントが保留中でなくなり次第、関連するメッセージが消えます。
メッセージは優先度順に表示されます。
• 最優先 = 最初のメッセージを表示• 最低の優先度 = 最後のメッセージを表示

選択項目• Min：アラーム信号の下限電流値（≤3.6 mA）• Max：アラーム信号の上限電流値（≥21 mA）

初期設定

Max または注文仕様の通り

Endress+Hauser

53

機器パラメータの説明

Cerabar PMC21 IO-Link

Teach Single Value（ティーチング 単一値）

Teach Select（ティーチングの選択）

ナビゲーション

Parameter → Teach → Single Value → Teach Select説明

ティーチングするスイッチング信号の選択

選択項目• 0 = デフォルトチャンネル = SSC1.1 圧力• 1 = SSC1.1 圧力• 2 = SSC1.2 成功• 255 = すべての SSC

初期設定

1

Teach SP1（SP1 のティーチング）

ナビゲーション

Parameter → Teach → Single Value → Teach SP1

説明

システムコマンド（値 65）「スイッチポイント 1 のティーチング」

Teach SP2（SP2 のティーチング）

ナビゲーション

Parameter → Teach → Single Value → Teach SP2

説明

システムコマンド（値 66）「スイッチポイント 2 のティーチング」

Teach Result State（結果のティーチング）

ナビゲーション

Parameter → Teach → Single Value → Teach Result State

説明

実行されたシステムコマンドの結果
Switching Signal Channels（スイッチング信号チャンネル）Switching Signal Channel 1.1（スイッチング信号チャンネル 1.1）

SSC1.1 Param. SP1（SSC1.1 パラメータ SP1）

ナビゲーション

Parameter → Signal Switching Channels 1.1 → SSC1.1 Param. SP1

説明

圧力用のスイッチング信号 SSC1.1 のスイッチポイント 1

選択項目

選択なし。ユーザーは任意に値を編集できます。

54

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

機器パラメータの説明

SSC1.1 Param. SP2（SSC1.1 パラメータ SP2）

ナビゲーション

Parameter → Signal Switching Channels 1.1 → SSC1.1 Param. SP2

説明

圧力用のスイッチング信号 SSC1.1 のスイッチポイント 2

選択項目

選択なし。ユーザーは任意に値を編集できます。

SSC1.1 Config. Logic（SSC1.1 ロジック設定）

ナビゲーション

Parameter → Signal Switching Channels 1.1 → SSC1.1 Config. Logic

説明

圧力用のスイッチング信号 SSC1.1 の反転ロジック

選択項目• 0 = ハイアクティブ（正論理）• 1 = ローアクティブ（負論理）

初期設定

0

SSC1.1 Config. Mode（SSC1.1 モード設定）

ナビゲーション

Parameter → Signal Switching Channels 1.1 → SSC1.1 Config. Mode

説明

圧力用のスイッチング信号 SSC1.1 のモジュール

選択項目• 0 = 無効
•1=1点
• 2 = ウィンドウ
•3=2点

初期設定

0

SSC1.1 Config. Hyst.（SSC1.1 ヒステリシス設定）

ナビゲーション

Parameter → Signal Switching Channels 1.1 → SSC1.1 Config. Hyst.

説明

圧力用のスイッチング信号 SSC1.1 のヒステリシス

選択項目

選択なし。ユーザーは任意に値を編集できます。

Switching delay time, output 1（スイッチの遅延時間、出力 1）(dS1)

ナビゲーション

Endress+Hauser

Parameter → Signal Switching Channels 1.1 → Switching delay time, output 1 (dS1)55

機器パラメータの説明

Cerabar PMC21 IO-Link

説明

スイッチポイント付近の値でのスイッチオン/スイッチオフを回避するために、小数点以下 2 桁までの分解能により、遅延を 0～50 秒 の範囲内の特定のポイントに設定できます。
設定された遅延時間内に測定値が切替えの範囲外になった場合、遅延時間が再び開始さ
れます。

選択項目

0.00～50.00 秒

初期設定

0秒

Switchback delay time, output 1（スイッチバックの遅延時間、出力 1）(dR1)

ナビゲーション

Parameter → Signal Switching Channels 1.1 → Switchback delay time, output 1 (dR1)

説明

スイッチバックポイント付近の値でのスイッチオン/スイッチオフを回避するために、
小数点以下 2 桁までの分解能により、遅延を 0～50 秒 の範囲内の特定のポイントに設定できます。
設定された遅延時間内に測定値が切替えの範囲外になった場合、遅延時間が再び開始さ
れます。

選択項目

0.00～50.00 秒

初期設定

0秒
Switching Signal Channel 1.2（スイッチング信号チャンネル 1.2）

SSC1.2 Param. SP1（SSC1.2 パラメータ SP1）

ナビゲーション

Parameter → Signal Switching Channels 1.2 → SSC1.2 Param. SP1

説明

圧力用のスイッチング信号 SSC1.2 のスイッチポイント 1

選択項目

選択なし。ユーザーは任意に値を編集できます。

SSC1.2 Param. SP2（SSC1.2 パラメータ SP2）

ナビゲーション

Parameter → Signal Switching Channels 1.2 → SSC1.2 Param. SP2

説明

圧力用のスイッチング信号 SSC1.2 のスイッチポイント 2

選択項目

選択なし。ユーザーは任意に値を編集できます。

SSC1.2 Config. Logic（SSC1.2 ロジック設定）

ナビゲーション

Parameter → Signal Switching Channels 1.2 → SSC1.2 Config. Logic

説明

圧力用のスイッチング信号 SSC1.2 の反転ロジック

56

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

機器パラメータの説明

選択項目• 0 = ハイアクティブ（正論理）• 1 = ローアクティブ（負論理）

初期設定

0

SSC1.2 Config. Mode（SSC1.2 モード設定）

ナビゲーション

Parameter → Signal Switching Channels 1.2 → SSC1.2 Config. Mode

説明

圧力用のスイッチング信号 SSC1.2 のモジュール

選択項目• 0 = 無効
•1=1点
• 2 = ウィンドウ
•3=2点

初期設定

0

SSC1.2 Config. Hyst.（SSC1.2 ヒステリシス設定）

ナビゲーション

Parameter → Signal Switching Channels 1.2 → SSC1.2 Config. Hyst.

説明

圧力用のスイッチング信号 SSC1.2 のヒステリシス

選択項目

選択なし。ユーザーは任意に値を編集できます。

Switching delay time, output 2（スイッチの遅延時間、出力 2）(dS2)

ナビゲーション

Parameter → Signal Switching Channels 1.2 → Switching delay time, output 2 (dS2)

説明

スイッチポイント付近の値でのスイッチオン/スイッチオフを回避するために、小数点以下 2 桁までの分解能により、遅延を 0～50 秒 の範囲内の特定のポイントに設定できます。
設定された遅延時間内に測定値が切替えの範囲外になった場合、遅延時間が再び開始さ
れます。

選択項目

0.00～50.00 秒

初期設定

0秒

Switchback delay time, output 2（スイッチバックの遅延時間、出力 2）(dR2)

ナビゲーション

Endress+Hauser

Parameter → Signal Switching Channels 1.2 → Switchback delay time, output 2 (dR2)57

機器パラメータの説明

Cerabar PMC21 IO-Link

説明

スイッチバックポイント付近の値でのスイッチオン/スイッチオフを回避するために、
小数点以下 2 桁までの分解能により、遅延を 0～50 秒 の範囲内の特定のポイントに設定できます。
設定された遅延時間内に測定値が切替えの範囲外になった場合、遅延時間が再び開始さ
れます。

選択項目

0.00～50.00 秒

初期設定

0秒

58

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

機器パラメータの説明

14.3.2

System（システム）

Device Management

HI Max value (maximum indicator)（HI 最大値（最大表示））

ナビゲーション

Parameter → System → Device Management → HI Max value (maximum indicator)

説明

このパラメータは最大表示として使用され、これまでに測定された圧力の最大値を呼び出すことが可能です。
2.5 ms 以上測定された圧力は、最大表示に記録されます。
最大表示はリセットできません。

LO Min value (minimum indicator)（LO 最小値（最小表示））

ナビゲーション

Parameter → System → Device Management → LO Min value (minimum indicator)

説明

このパラメータは最大表示として使用され、これまでに測定された圧力の最小値を呼び出すことが可能です。
2.5 ms 以上測定された圧力は、最大表示に記録されます。
最大表示はリセットできません。

Revisioncounter (RVC)（リビジョンカウンタ）

ナビゲーション

Parameter → System → Device Management → Revisioncounter (RVC)

説明

パラメータ変更の数を示すカウンタです。

Reset to factory settings（初期設定にリセット） (RES)

ナビゲーション

Endress+Hauser

Parameter → System → Device Management → Reset to factory settings (RES)59

機器パラメータの説明

説明

Cerabar PMC21 IO-Link

L 警告「Reset to factory settings（初期設定にリセット）」により、注文設定の初期設定（納入時の状態）に直ちにリセットされます。
初期設定を変更した場合、下流側のプロセスはリセットの影響を受ける可能性があります（スイッチ出力または電流出力の動作が変わる可能性）。
‣ 下流側のプロセスが意図せずに始動しないよう注意してください。
リセットは機器のロックなど、追加のロック機能には対応しません。また、リセットは
機器ステータスによっても異なります。
工場で実施されたユーザー固有の設定は、リセットによる影響を受けません（ユーザー固有の設定はそのまま残ります）。
リセットを実行した場合、以下のパラメータはリセットされません。
• LO Min value (minimum indicator)• HI Max value (maximum indicator)• Last Diagnostic (LST)• Revisioncounter (RVC)注意

リセットでは、前回のエラーはリセットされません。

Back-to-box（初期設定に戻す）

ナビゲーション

Parameter → System → Device Management → Back-to-box

説明

トータルリセット（IO-link）。このコードは、以下のパラメータを除くすべてのパラメータをリセットします。
• Revision-counter（リビジョンカウンタ）• Peakhold indicator（ピークホールド表示）
実行中のシミュレーションは終了し、「F419」が表示されて手動での再起動が必要にな
ります。

14.4

Observation（監視）プロセスデータは非周期的に伝送されます。

60

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

アクセサリ

15

アクセサリ

15.1

M12 プラグコネクタ

M12 プラグ（M12 プラグへの接続を自己設定可能）• 保護等級：IP67• 材質：• ユニオンナット：Cu Sn/Ni• 本体：PBT• シール：NBR• オプション 3)：R1• オーダー番号：52006263
M12 プラグ（角度付き）、5 m (16 ft) ケーブル付き• 保護等級：IP67• 材質：• ユニオンナット：GD Zn/Ni• 本体：PUR• ケーブル：PVC• ケーブルカラー：• 1 = BN = 茶• 2 = WT = 白• 3 = BU = 青• 4 = BK = 黒• オプション 4)：RZ• オーダー番号：52010285
M12 プラグ（角度付き）（M12 プラグへの接続を自己設定可能）• 保護等級：IP67• 材質：• ユニオンナット：GD Zn/Ni• 本体：PBT• シール：NBR• オプション 5)：RM• オーダー番号：71114212

3)
4)
5)

製品コンフィギュレータ：オーダーコード「620」製品コンフィギュレータ：オーダーコード「620」製品コンフィギュレータ：オーダーコード「620」Endress+Hauser

61

索引

Cerabar PMC21 IO-Link

索引
記号

安全上の注意事項（XA） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

AActual Diagnostics (STA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Alarm current（アラーム電流）(FCU) . . . . . . . . . . . 52
Application Specific Tag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

B

Back-to-box（初期設定に戻す） . . . . . . . . . . . . . . . 60

C

CE マーク（適合宣言） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

D

Damping (TAU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Detailed Device Status（詳細な機器ステータス） . . 46
Device Status（機器ステータス） . . . . . . . . . . . . . . 46

E

ENP_VERSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Extended order code（拡張オーダーコード） . . . . . 45F

Function Tag（機能タグ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

H

HI Max value (maximum indicator) . . . . . . . . . . . . . . 59

L

Last Diagnostic (LST) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
LO Min value (minimum indicator) . . . . . . . . . . . . . . 59
Location Tag（場所タグ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

O

Operating Mode (FUNC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 48

P

Pressure applied for 4mA (GTL) . . . . . . . . . . . . . 34, 51
Pressure applied for 20mA (GTU) . . . . . . . . . . . . 35, 52

Switchback delay time, output 1（スイッチバックの
遅延時間、出力 1）(dR1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Switchback delay time, output 2（スイッチバックの
遅延時間、出力 2）(dR2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Switching delay time, output 1（スイッチの遅延時
間、出力 1）(dS1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Switching delay time, output 2（スイッチの遅延時
間、出力 2）(dS2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

T

Teach Result State（結果のティーチング） . . . . . . . 54
Teach Select（ティーチングの選択） . . . . . . . . . . . . 54
Teach SP1（SP1 のティーチング） . . . . . . . . . . . . . 54
Teach SP2（SP2 のティーチング） . . . . . . . . . . . . . 54

U

Unit changeover (UNI) - µC-temperature . . . . . . . . . 48

V

Value for 4 mA (STL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 51
Value for 20 mA (STU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 51

Z

Zero point adoption (GTZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 49
Zero point configuration (ZRO) . . . . . . . . . . . . . . 31, 48

ア

圧力測定の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
アプリケーション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
安全上の注意事項
基本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

イイベントテキスト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

カ外部洗浄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

キ

Reset to factory settings (RES) . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Revisioncounter (RVC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

R

機器の用途
不適切な用途 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
不明な場合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
用途を参照
機能安全マニュアル（FY） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Sケ

Simulation Current Output (OU2) . . . . . . . . . . . . . . . 47
Simulation Switch Output 1 (OU1) . . . . . . . . . . . . . . 46
SSC1.1 Config. Hyst.（SSC1.1 ヒステリシス設定） . . 55
SSC1.1 Config. Logic（SSC1.1 ロジック設定） . . . . . 55
SSC1.1 Config. Mode（SSC1.1 モード設定） . . . . . . . 55
SSC1.1 Param. SP1（SSC1.1 パラメータ SP1） . . . . . 54
SSC1.1 Param. SP2（SSC1.1 パラメータ SP2） . . . . . 55
SSC1.2 Config. Hyst.（SSC1.2 ヒステリシス設定） . . 57
SSC1.2 Config. Logic（SSC1.2 ロジック設定） . . . . . 56
SSC1.2 Config. Mode（SSC1.2 モード設定） . . . . . . . 57
SSC1.2 Param. SP1（SSC1.2 パラメータ SP1） . . . . . 56
SSC1.2 Param. SP2（SSC1.2 パラメータ SP2） . . . . . 56
62

現場表示器
アラーム状態を参照
診断メッセージを参照

シ

修理コンセプト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
診断
シンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
診断イベント . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 38
診断メッセージ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Endress+Hauser

Cerabar PMC21 IO-Link

索引ス

ステータス信号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

セ製品の安全性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
説明書
目的 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
洗浄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

ソ

操作上の安全性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
操作メニュー
概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
パラメータの説明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

テ適合宣言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
適用分野
残存リスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8ト

トラブルシューティング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

ハ

廃棄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 42

フ

プロセス流体 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ホ

本説明書の目的 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

メ

銘板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
メニュー
概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
パラメータの説明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
メンテナンス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

ヨ要員の要件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
用途 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8ロ

労働安全 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Endress+Hauser

63*71623149*
71623149

www.addresses.endress.com