③整理_RunLog_2010Kr(N06,S03)_201106.xlsx1_RunLog

2020.10/06 Kr(N06,S03)
Run Summary Sheet : CAMAC & LabView

条件全て書くこと
AttFnamestartstop

dateHeader

Ender / LogNote
Elapsepg.

実験前
bef-Video

12345678910
11なし

20/09/24 pre-01 Pulser calib sB1,sB2 kasaneta p.141

1232Trig

Wob AuF Kap IC1 PL

ED

Det.SetupAir1 Air2 PL2,IC2,SSD

今回 sB1sB2 を重ねた(Ar用を考慮)
0:16:19 sB1,B2相変わらず不安定
今回はEJ440 購入品を使用なので蛍光が一様でキレイ
Zsldに「走るZnS」を取付けた
0 3 0 1 2
BeamはZ=85照射位置でFocusして貰った

Fname
20/10/06 R01_ZnS@85 focus
p.158
R02_ZnS@00 focus Loff.
R03_ZnS@170 focus Loff
R04_ZnS@0-170.mpg
動画
R05_ZnS@85 WobR36
R06_ZnS@85 WobR5-36.mpg
動画
R07_ZnS@85 WobR00Au50
R08_ZnS@85 WobR00-36-00Au50.mpg動画
R09_ZnS@85 WobR36Au50
R10_ZnS@0-85-170 WobR36Au50.mpg動画
R11_Gaf@85 出口slit□30x30 WobR36Au50u.mpg
動画

8:17:00

Gaf焼き(1)Gaf

100 10 5

LogNote: E5exp(5)_1 16:00:41 16:17:00
実験中：Beam調整時

Capコメント

8:55:00

DAC 1:0.5513 2:0.6379

PL交換式100u（新品交換した)
今回はAir2=20075u × × ×
145 200 Z=85:照射位置

0 3 0 1 0R36R5～36× 50u 75u ××

0 2 0 0 0

R36 50u 75u ××

0 3 0 0 0

R38 50u 75u ××0u

R38 50u 75u 〇1000145 220 PL2@Air2の後ろ

1000

145 220 PL2@Air2の後ろ

p.159

PL1,2 Dscr: 前回値 0.660, 0.625 のママにした

9:25:00

×

Gaf焼きの動画

Gaf:HDV2 □85x85mm @ Z=Sample位置(Zsld=85) IC1取付 IC2,PL=HVoff
20/10/06 Au50 WobR36 ED=0 @ Air2 25sec 照射p.159
照射位置で確認用 ED=無し
同上＋ED出口Slit□30 (動画 R11 参照)★ IC1,PL1ありを焼くのを忘れた。

回路調整×PL～6kcps

145 200

1 4 0 0 0

PL HV（１：利用「前」）PL交換式100uは新品。交換式500uは前のママ。
PL1, PL2 @ Air2 同時に測定(IC2 out)
20/10/06 PLHV01-01 Shiyoumae 800-1200V end 1200 de OVF
0:02:53 ★Run毎にHVを分けるのを忘れた
1 4 0 0 2 PorS(0) R38 50u 75u 〇1200V は OVF だった
PL HV=Off
scnEDic： ExpR サーチ
scnEDic_202010061012.dat
1回目：ラフスキャン 18点x30sec
p.160★次回からラフスキャンは手動でやった方が早い！
FC5A1
10:12:00 10:26:00
ExpR予想より15um程度大きかった！
0:14:00 IC1:6.5-6A IC2:5.6-8A
0 1 0 0 1 7.3enA R38 50u 75u 〇scnEDic_202010061034.dat
2回目 本番 ：点数を増やす 46点x30sec
p.161
10:34:00 11:11:00
0:37:00 Att設定：同上
PLHV01-

1

9:54:54

9:57:47

100u var

145 220 IC2@Air2,X=0

1 4 0 0 2 PorS(0) R38 50u 75u 〇1000145 220 PL2@Air2の後ろ

1 4 0 0 2 PorS(0) R38 50u 75u 〇1000145 220 PL2@Air2の後ろ1000145 220 IC2@Air2,X=0

1 4 0 0 0 PandS R38 50u 75u 〇100u var

145 220 SSD@Air2,X=0

1 4 0 0 0 PandS R38 50u 75u 〇100u var

145 220 SSD@Air2,X=0

PL HV (２：重照射後)
PLHV02-

1 11:24:55 11:28:56
2 11:41:27 11:44:15

p.159
20/10/06 PLHV02-01 scnEDic go 800-1200V end PL1Att=1+2+4
0:04:01 ★Run毎にHVを分けるのを忘れた
PL1 ダメージ大きい！ PL2は、IC2の後ろだったのでダメージは少ない
20/10/06 PLHV02-02 PL1 Att 1,2,4 -> 2
end
0:02:48 PL1のｄBを減らして再測定

scnAtt： IC1 vs PL1
scnAtt_202010061207.dat
Step = 1/2, /4, /6, /8, /10
12:07:00 12:39:00 20/10/06 測定 30sec 設定
scnAtt01CAMAC Run も PL 1/f=1/999 でとった
1 12:07:30 12:17:12 20/10/06 scnAtt01-01 1/f=999 PL 1000V
2 12:18:59 12:19:28 20/10/06 scanAtt010 Mul 3000
3 12:20:04 12:20:33 20/10/06 scanAtt011 Mul 4000
4 12:20:59 12:21:28 20/10/06 scanAtt012 Mul 6000
5 12:21:54 12:22:28 20/10/06 scanAtt013 Mul 8000
6 12:23:09 12:23:38 20/10/06 scanAtt014 Mul 20000
7 12:23:40 12:24:13 20/10/06 scanAtt015 Mul 10000
8 12:24:39 12:25:13 20/10/06 scanAtt016 Mul 20000
9 12:25:34 12:26:08 20/10/06 scanAtt017 Mul 30000
10 12:26:29 12:27:03 20/10/06 scanAtt018 Mul 60000
11 12:27:05 12:27:38 20/10/06 scanAtt019 Mul 40000
12 12:27:59 12:28:33 20/10/06 scanAtt020 Mul 120000
13 12:28:35 12:29:08 20/10/06 scanAtt021 Mul 60000
14 12:29:34 12:30:03 20/10/06 scanAtt022 Mul 80000
15 12:30:24 12:30:58 20/10/06 scanAtt023 Mul 8000000
16 12:31:00 12:31:33 20/10/06 scanAtt024 Mul 100000
17 12:31:54 12:32:28 20/10/06 scanAtt025 Mul 200000
18 12:32:49 12:33:18 20/10/06 scanAtt026 Mul 100000
19 12:33:20 12:33:53 20/10/06 scanAtt027 Mul 300000
20 12:34:14 12:34:43 20/10/06 scanAtt028 Mul 1200000
21 12:34:45 12:35:18 20/10/06 scanAtt029 Mul 400000
22 12:35:39 12:36:13 20/10/06 scanAtt030 Mul 600000
23 12:36:34 12:37:03 20/10/06 scanAtt031 Mul 1200000
24 12:37:05 12:37:38 20/10/06 scanAtt032 Mul 800000
25 12:38:24 12:38:58 20/10/06 scanAtt033 Mul 400000
26 12:39:00 12:39:33 20/10/06 scanAtt034 Mul 1000000

PL1=1000V(230uA) IC2 @ Air2(X=0 Center)
IC1:200V 5-10A, IC2:400V 5-10A, AuF:5-10A
0:32:00 scnAtt本番
0 2 0 0 1 ～1 3 0 0 3
end
0:09:42
BmChpRun0100:00:29
endBmChpRun0110:00:29
end
BmChpRun0120:00:29
end
BmChpRun0130:00:34
end
BmChpRun0140:00:29
end
BmChpRun0150:00:33
end
BmChpRun0160:00:34
end
BmChpRun0170:00:34
end
BmChpRun0180:00:34
end
BmChpRun0190:00:33
end
BmChpRun0200:00:34
end
BmChpRun0210:00:33
end
BmChpRun0220:00:29
end
BmChpRun0230:00:34
end
BmChpRun0240:00:33
end
BmChpRun0250:00:34
end
BmChpRun0260:00:29
end
BmChpRun0270:00:33
end
BmChpRun0280:00:29
end
BmChpRun0290:00:33end
BmChpRun0300:00:34
end
BmChpRun0310:00:29
end
BmChpRun0320:00:33
end
BmChpRun0330:00:34
end
BmChpRun0340:00:33
endp.163

R38 50u 75u 〇scnEDssd： Eスペクトル(１) Ecal用
scnEDssd_202010061310.dat
13:10:00 13:33:00
scnEDssｄ011 13:10:44 13:11:16
2 13:11:33 13:12:08
3 13:12:23 13:12:53
4 13:13:08 13:13:43
5 13:13:57 13:14:28
6 13:14:43 13:15:13
7 13:15:28 13:16:03
8 13:16:18 13:16:47
9 13:17:03 13:17:38
10 13:17:53 13:18:23
11 13:18:38 13:19:08
12 13:19:23 13:19:53
13 13:20:07 13:20:38
14 13:20:53 13:21:23
15 13:21:38 13:22:08
16 13:22:23 13:22:53
17 13:23:08 13:23:43
18 13:23:58 13:24:28
19 13:24:43 13:25:18
20 13:25:32 13:26:02
21 13:26:18 13:26:53
22 13:27:08 13:27:43
23 13:27:58 13:28:32
24 13:28:48 13:29:22
25 13:29:38 13:30:08
26 13:30:23 13:30:53
27 13:31:08 13:31:38
28 13:31:53 13:32:28
29 13:32:43 13:33:13
30 13:33:28 13:33:58

p.165
Ecal用: 30点x測定30sec

0:23:00 PL 4K, Sor 300cps, PandS

20/10/06 scanED001 0.0 um 0000000000000 ssdRun001 end
0:00:32
20/10/06 scanED002 48.6 um 0004000000000 ssdRun002 end
0:00:35
20/10/06 scanED003 100.2 um 0000500000000 ssdRun003 end
0:00:30
20/10/06 scanED004 148.8 um 0004500000000 ssdRun004 end
0:00:35
20/10/06 scanED005 196.4 um 0000007000000 ssdRun005 end
0:00:31
20/10/06 scanED006 249.6 um 0004560000000 ssdRun006 end
0:00:30
20/10/06 scanED007 297.2 um 0000067000000 ssdRun007 end
0:00:35
20/10/06 scanED008 345.8 um 0004067000000 ssdRun008 end
0:00:29
20/10/06 scanED009 397.4 um 0000567000000 ssdRun009 end
0:00:35
20/10/06 scanED010 446.0 um 0004567000000 ssdRun010 end
0:00:30
20/10/06 scanED011 498.8 um 0200000800000 ssdRun011 end
0:00:30
20/10/06 scanED012 547.3 um 0204000800000 ssdRun012 end
0:00:30
20/10/06 scanED013 596.4 um 1000500800000 ssdRun013 end
0:00:31
20/10/06 scanED014 647.6 um 0204500800000 ssdRun014 end
0:00:30
20/10/06 scanED015 699.8 um 0200560800000 ssdRun015 end
0:00:30
20/10/06 scanED016 723.6 um 0230560800000 ssdRun016 end
0:00:30
20/10/06 scanED017 730.9 um 0004007800000 ssdRun017 end
0:00:35
20/10/06 scanED018 748.4 um 0204560800000 ssdRun018 end
0:00:30
20/10/06 scanED019 753.9 um 1204007800000 ssdRun019 end
0:00:35
20/10/06 scanED020 782.6 um 0000507800000 ssdRun020 end
0:00:30
20/10/06 scanED021 806.4 um 0030507800000 ssdRun021 end
0:00:35
20/10/06 scanED022 844.5 um 0204067800000 ssdRun022 end
0:00:35
20/10/06 scanED023 855.5 um 0034067800000 ssdRun023 end
0:00:34
20/10/06 scanED024 868.3 um 0234067800000 ssdRun024 end
0:00:34
20/10/06 scanED025 878.0 um 1234507800000 ssdRun025 end
0:00:30
20/10/06 scanED026 883.4 um 0000567800000 ssdRun026 end
0:00:30
20/10/06 scanED027 907.2 um 0030567800000 ssdRun027 end
0:00:30
20/10/06 scanED028 932.0 um 0004567800000 ssdRun028 end
0:00:35
20/10/06 scanED029 944.8 um 0204567800000 ssdRun029 end
0:00:3020/10/06 scanED030 975.4 um 0000000000b00 ssdRun030 end
0:00:30

scnEDssd： Eスペクトル(2) 納品(予定)用
scnEDssd_202010061336.dat
13:36:00 13:54:00
scnEDssｄ021 13:37:08 13:38:13

p.166
納品用: 13点 x 60sec
20/10/06 scanED001

0:18:00 PL 4K, Sor 300cps, PandS

0.0 um 0000000000000 ssdRun001 end
0:01:05

1 / 2 ページ

③整理_RunLog_2010Kr(N06,S03)_201106.xlsx1_RunLog

2020.10/06 Kr(N06,S03)
Run Summary Sheet : CAMAC & LabView

条件全て書くこと
AttFname
2345678910111213start
13:38:28
13:39:48
13:41:03
13:42:18
13:43:38
13:46:03
13:47:18
13:48:33
13:49:53
13:51:08
13:52:23
13:53:43

stop
13:39:33
13:40:48
13:42:03
13:43:22
13:45:48
13:47:03
13:48:18
13:49:38
13:50:53
13:52:08
13:53:28
13:54:43

date
HeaderEnder / LogNote
Elapsepg.
20/10/06 scanED002 124.0 um 0030500000000 ssdRun002 end
0:01:05
20/10/06 scanED003 279.0 um 1034007000000 ssdRun003 end
0:01:00
20/10/06 scanED004 333.8 um 0230067000000 ssdRun004 end
0:01:00
20/10/06 scanED005 379.2 um 1034507000000 ssdRun005 end
0:01:04
20/10/06 scanED006 496.1 um 1000000800000 ssdRun006 end
0:02:10
20/10/06 scanED007 508.9 um 1200000800000 ssdRun007 end
0:01:00
20/10/06 scanED008 534.5 um 0004000800000 ssdRun008 end
0:01:00
20/10/06 scanED009 591.7 um 000050080a000 ssdRun009 end
0:01:05
20/10/06 scanED010 769.6 um 1034560800000 ssdRun010 end
0:01:00
20/10/06 scanED011 782.6 um 0000507800000 ssdRun011 end
0:01:00
20/10/06 scanED012 819.7 um 0230067800000 ssdRun012 end
0:01:05
20/10/06 scanED013 831.2 um 0004507800000 ssdRun013 end
0:01:00

13:55:00

ビーム調整終了

19:15
11:10

20/10/06 (N06)利用スタート
20/10/08 (N06)利用終了

11:40:00
14:01
7:00
7:30:00(S03)準備開始
20/10/08 (S03)利用スタート
20/10/09 (S03)利用終了
利用者片付け終了

コメント

ED

Det.SetupAir1 Air2 PL2,IC2,SSD

1 4 0 0 0 PandS R38 50u 75u 〇100u var

145 220 SSD@Air2,X=0

1 4 0 0 0 PorS(0) R38 50u 75u 〇

100u

0

145 220 PL2@Air2の後ろ

1 4 0 0 0 PorS(0) R38 50u 75u 〇100u var

145 220 PL2@Air2の後ろ1 4 0 0 0 PorS(0) R38 50u 75u 〇100u var

145 220 PL2@Air2の後ろ

0 3 0 0 0

R38 50u 75u 〇100u 0u

145 200 Gaf@Z=85照射位置

0 2 0 0 0

R38 50u 75u 〇100u 0u

145 200 Gaf@Z=85照射位置

100 10 532Trig

Wob AuF Kap IC1 PL

IC1,PL,SSD HV=Onのママで架台交換

p.166
p.173

加速器ロスタイム＝0min
p.174
加速器ロスタイム＝0min
架台交換

実験中： 利用終了後

回路チェック不要だった

scnEDssd： Eスペクトル(３) 納品用
scnEDssd_202010090739.dat
7:39:00 7:49:00
scnEDssｄ031 7:39:59 7:40:55
2 7:41:11 7:42:15
3 7:42:30 7:43:30
4 7:43:45 7:44:45
5 7:45:00 7:46:00
6 7:46:14 7:47:15
7 7:47:30 7:48:30
8 7:48:46 7:49:50

p.184
20/10/09 納品用: 7点 x 60sec

0:10:00 PL 3K, Sor 200cps, PandS
ED出口コリメータ・撤去で測定20/10/09 scanED001 0.0 um 0000000000000 ssdRun001 end
0:00:56
20/10/09 scanED002 522.5 um 0230000800000 ssdRun002 end
0:01:04
20/10/09 scanED003 795.9 um 0200067800000 ssdRun003 end
0:01:00
20/10/09 scanED004 854.2 um 1204507800000 ssdRun004 end
0:01:00
20/10/09 scanED005 397.4 um 0000567000000 ssdRun005 end
0:01:00
20/10/09 scanED006 557.5 um 1204000800000 ssdRun006 end
0:01:01
20/10/09 scanED007 609.2 um 1200500800000 ssdRun007 end
0:01:00
20/10/09 scanED008 148.8 um 0004500000000 ssdRun008 end
0:01:04

PL HV (３：利用終了後)

p.184

PLHV0312345

8:02:50
8:04:39
8:06:50
8:08:54
8:10:40

8:03:228:05:22
8:07:32
8:09:49
8:11:29

20/10/09 PLHV03-01 PL1=PL2=1000V
20/10/09 PLHV03-02 800V
20/10/09 PLHV03 900V
20/10/09 PLHV03 1100V
20/10/09 PLHV03 1200V

end 30sec
endendendend HVrun★Run毎にHVを分けて測定した
0:00:32 ED=0
0:00:43
0:00:42
0:00:55
0:00:49

scnEDpl： PL2/PL1 透過率 (1)scnEDpl_202010090816.dat
8:16:00 8:23:00
scnEDpl011 8:16:50 8:17:25
2 8:17:41 8:18:15
3 8:18:31 8:19:05
4 8:19:21 8:19:50
5 8:20:06 8:20:40
6 8:20:56 8:21:25
7 8:21:41 8:22:10
8 8:22:26 8:23:00
9 8:23:16 8:23:53

ED変化 PL1->PL2 透過率測定
PL1=100u PL2=500u
0:07:00 PL1 2.5K, PorS=0★? Xpos=0で IC2入っていないか？
20/10/09 scanED001 100.2 um 0000500000000 ssdRun001 end
0:00:35
20/10/09 scanED002 100.8 um 0000060000000 ssdRun002 end
0:00:34
20/10/09 scanED003 196.4 um 0000007000000 ssdRun003 end
0:00:34
20/10/09 scanED004 485.9 um 0000000800000 ssdRun004 end
0:00:29
20/10/09 scanED005 491.4 um 000000080a000 ssdRun005 end
0:00:34
20/10/09 scanED006 496.1 um 1000000800000 ssdRun006 end
0:00:29
20/10/09 scanED007 498.8 um 0200000800000 ssdRun007 end
0:00:29
20/10/09 scanED008 509.8 um 0030000800000 ssdRun008 end
0:00:34
20/10/09 scanED009 534.5 um 0004000800000
0:00:37
p.185

20/10/09 ため用: 20点 x 30sec

scnEDpl： PL2/PL1 透過率 (２)scnEDpl_202010090824.dat
8:24:00 8:32:00
scnEDpl021 8:24:40 8:25:10
2 8:25:25 8:25:55
3 8:26:11 8:26:45
4 8:27:01 8:27:30
5 8:27:46 8:28:20
6 8:28:36 8:29:10
7 8:29:26 8:29:55
8 8:30:11 8:30:45
9 8:31:00 8:31:30
10 8:31:46 8:32:15
11 8:45:55 8:46:10

Gaf焼き(２)神原Gafaft以上。

21222324258:45:00
sec
IC1
100 1.32-7A
50
40 6.54-7A
80120

9:15:00
実験後：
測定しなかった

p.185
20/10/09 毎回用: 10点 x 30sec

前回と同じ 10点セットでやり直し
PL1=100u PL2=500u
0:08:00 PL1 2.5K, PorS=0

20/10/09 scanED001 0.0 um 0000000000000 ssdRun001 end
0:00:30 ★? Xpos=0で IC2入っていないか？
20/10/09 scanED002 100.2 um 0000500000000 ssdRun002 end
0:00:30
20/10/09 scanED003 196.4 um 0000007000000 ssdRun003 end
0:00:34
20/10/09 scanED004 302.1 um 000050700a000 ssdRun004 end
0:00:29
20/10/09 scanED005 397.4 um 0000567000000 ssdRun005 end
0:00:34
20/10/09 scanED006 498.8 um 0200000800000 ssdRun006 end
0:00:34
20/10/09 scanED007 609.2 um 1200500800000 ssdRun007 end
0:00:29
20/10/09 scanED008 735.6 um 0004560800000 ssdRun008 end
0:00:34
20/10/09 scanED009 806.4 um 0030507800000 ssdRun009 end
0:00:30
20/10/09 scanED010 855.0 um 0034507800000 ssdRun010 end
0:00:29
20/10/09 scanED001 0.0 um 0000000000000 ｨｾﾓ0:00:15
照射時間 vs 感光度 Krビームで測定20/10/09 Gaf:HDV2 @ Z=Sample位置(Zsld=85) IC1PL1有 ED=0
Flux
4.13E+05

照射位置で確認用 ED=無し

1.03E+06

20/10/09 MT終了

2 / 2 ページ