TI01443T/33/JA/01.18-00
71551124
2018-12-20

Products

Solutions

Services

技術仕様書
iTHERM
MultiSens Bundle TMS31
サイロやストレージタンクへのアプリケーショ
ン用、柔軟な金属製ロープマルチポイント

アプリケーション• オイル貯蔵タンク• バルクサイロ特長• 高度なカスタマイズが可能なため、設置およびプロセス統合が容易• さまざまなサイロまたはタンクの動作条件（充填、排出、貯蔵など）に適合す
る柔軟性のあるロープ• 防爆区域で使用するための本質安全コンポーネント• 長い製品寿命とあらゆる条件での継続的な監視に対応する非常に堅牢な設計

iTHERM MultiSens Bundle TMS31

目次
機能とシステム構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

測定原理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
計測システム . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
システム構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

測定変数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
測定範囲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

出力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6出力信号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
温度伝送器製品ファミリー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

電源 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

配線図 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

材料証明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
試験報告書および校正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

注文情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
アクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

機器固有のアクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
通信関連のアクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
サービス関連のアクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25
26
26

資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

7
7

性能特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

精度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
周囲温度の影響 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
応答時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
耐衝撃振動性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
校正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10
11
11
11
11

設置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

環境 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

取付位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
取付方向 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
設置方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

周囲温度範囲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
保管温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
湿度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
気候クラス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
保護等級 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
電磁適合性（EMC） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13
13
13
14
14
14

プロセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

プロセス温度範囲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
プロセス圧力範囲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1414

構造 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

外形寸法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
質量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
材質 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
プロセス接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14
19
19
20

操作性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
認証と認定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

CE マーク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
危険場所で使用するための認定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
HART 認定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
FOUNDATION フィールドバス認証 . . . . . . . . . . . . . . . . 21
PROFIBUS® PA 認証 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
その他の基準およびガイドライン . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2

Endress+Hauser

iTHERM MultiSens Bundle TMS31

機能とシステム構成
測定原理

熱電対（TC）
熱電対は、比較的シンプルで堅牢な温度計であり、温度測定にゼーベック効果を使用します。ゼーベック効果とは、材質の異なる 2 つの導線を 1 点で接続した場合、それらの導線が温度勾配の影響を受けると、2 つの導線の開放端の間で微量の電圧が測定される現象のことです。この電圧は、熱起電力（emf.）と呼ばれ、 その大きさは、導線の材質および「測定点」（2 つの導電物質の接点）と「冷接点」（導電物質の開放端）の間の温度差に応じて異なります。したがって、熱電対は主に温度差のみを測定します。測定点の絶対温度は、冷接点の温度が個別に測定されている場合、この温度差から算定できます。最も一般的な熱電対の材質の組合せと関連する熱電電
圧/ 温度特性については、IEC 60584 および ASTM E230/ ANSI MC96.1 で規定されています。
測温抵抗体（RTD）
この測温抵抗体には IEC 60751 に準拠する Pt100 温度センサが使用されています。これは、抵抗 100 Ω（0 °C (32 °F) 時）および温度係数 α = 0.003851 °C-1 の特性を備えた温度感応性の白金抵抗体です。
一般的に、白金測温抵抗体には次の 2 種類があります。
• 巻線抵抗素子（WW）：二重コイルの高純度白金線がセラミック支持材に巻きつけられ、セラミック保護層により上部と下部が絶縁処理されています。このような測温抵抗体には、測定の再現性が非常に優れていることに加え、最大 600 °C (1 112 °F) までの温度レンジにおいて長期間にわたり安定した抵抗/温度特性を示すという利点があります。ただし、このタイプのセンサ
は、比較的大型で振動の影響を受けやすいという欠点もあります。
• 薄膜抵抗素子（TF）：非常に薄い、超高純度の白金層（厚さ：約 1 μm）を真空中でセラミック
基板上に蒸着し、フォトリソフグラフィによりパターンを形成します。このように形成された白金蒸着膜回路が、測定抵抗を生み出します。また、皮膜保護処理により、高温度領域でも薄膜白金層の汚染や酸化を防止します。薄膜式温度計の主な利点は、通常の巻線抵抗素子と比較して小型で、耐振動性能に優れていることです。TF センサでは、IEC 60751 で規定された標準の抵抗/温度特性との偏差が比較的小さく、高温領域においてこの標準をよく遵守できます。
したがって、IEC 60751 に準拠する許容誤差カテゴリー A の厳しいリミット値は、約300 °C (572 °F) までの温度において TF センサでのみ遵守することが可能です。このため、薄膜抵抗素子は通常、400 °C (752 °F) 未満の範囲の温度測定にのみ使用されます。

計測システムEndress+Hauser は、温度測定システムに最適なコンポーネントを各種取り揃えており、測定シ
ステムを設備全体にシームレスに統合することができます。
以下の製品を提供しています。
• 電源ユニット/アクティブバリア
• 設定ユニット• 過電圧保護詳細については、カタログ『System Components - Solutions for a Complete Measuring
Point』（FA00016K）を参照してください。

Endress+Hauser

3

iTHERM MultiSens Bundle TMS31

1
2

3
4

5

6

7

A0038295

1
1
2
3
4
5
6
7

システム構成サイロでのアプリケーションの例

取り付けられたマルチポイント温度計、オプションで 4～20 mA、HART、PROFIBUS® PA、FOUNDATION
フィールドバス™ 通信用の接続ボックス内の内蔵伝送器または分離型配線用の端子台付き
TMT82 またはその他の防爆認定伝送器
RSG45：データ記録、計算、ロジック制御、リミット監視、アラーム、イベントなどの機能を搭載
エッジ機器
アプリケーションソフトウェア FieldCare による機器設定
フィールドバスと DCS/PLC 間の通信
ループ電源式伝送器の電源供給用に電気的に絶縁された出力を備えたアクティブバリア RN221N（24 VDC、30 mA）。汎用電源は入力電圧 DC/AC 20～250 V、50/60 Hz で動作するため、各国のあらゆる配電網で使用できます。

本マルチポイント温度計は、マルチポイント温度検出用のモジュール式製品構成に属しており、各部品を個別に管理できるためメンテナンスやスペアパーツの注文を容易に行うことができます。
温度プローブ専用バージョンは以下の多数の部品で構成されます。
• 測定インサート• ロープ• ウェイト• プロセス接続• ネック（詳細については、下記を参照）
一般に、機器はロープに巻きつけられた多数のセンサによってプロセス環境内部の温度プロファ
イルを測定し、適切なプロセス接続に接合され、適正なレベルの気密性が確保されます。
温度プローブ + 診断バージョンは、温度プローブとヘッド組込型伝送器を兼ね備えており、直接配線式のセンサと比較して精度と信頼性が向上します。使用可能な出力通信プロトコルは、アナ
ログ出力 4～20 mA、HART®、PROFIBUS® PA、FOUNDATION フィールドバス™ です。外部から

4

Endress+Hauser

iTHERM MultiSens Bundle TMS31

延長ケーブルが接続ボックスに配線されます。接続ボックスは直接取り付けることができます
が、分離して取り付けることも可能です（オプション）。
構成

1
2c
2a
2b
3
4
5
6

7
9
8
9
10b

9

11

10a
11
A0038296

2

MultiSens Bundle：開口支持付き（左側）、開口フレーム保護付き（中央）、チューブネック構造（右側）

説明および使用可能なオプション

1：ヘッド

ヒンジ付きカバーの電気接続用接続ボックス。これには電気端子、伝送器、ケーブルグランドなどのコンポーネントが含まれます。
• SUS 316 または 316L 相当• その他の材質（要問合せ）

2a：開口支持フレーム

使用可能なすべての接続ボックスに合わせて調整可能なモジュール式フレーム支持材。
SUS 316 または 316L 相当

2b：カバー付き開口支持フレーム

使用可能なすべての接続ボックスに合わせて調整でき、延長ケー
ブルを確認できるモジュール式支持材。
SUS 316 または 316L 相当

2c：チューブネック

使用可能なすべての接続ボックスに合わせて調整可能なモジュー
ル式チューブフレーム支持材。
SUS 316 または 316L 相当

3：コンプレッションフィッティング

プロセスと外部環境間の気密性を確保する信頼性に優れたフィッティング。広範なプロセス流体濃度および温度と圧力の要件が厳しい場合にも適応します。
• SUS 316L 相当• SUS 316H 相当

4：プロセス接続

5：アイボルト

国際規格に準拠したフランジまたは特定のプロセス要件を満たすように設計されたフランジが使用されます。→  20
機器の昇降を容易に行うことができるため、設置作業を簡素化できます。
SUS 316 相当

Endress+Hauser

5

iTHERM MultiSens Bundle TMS31

説明および使用可能なオプション
ロープとプロセス接続を接続します。

6：トグルジョイントSUS 316 相当
測定センサ素子を正確に配置するための挿入ガイド。

7：オジーブ• SUS 316 相当• SUS 316L 相当
接地型/非接地型熱電対（タイプ J、K）または RTD（Pt100 巻線型
抵抗素子）。

8：測定インサート

金属性ロープ

9：ロープ

SUS 316 相当
リングボルトによる終端接続。

10a：スエージアイ

SUS 316 相当
ネジ込み終端接続。

10b：メートルスエージネジ

SUS 316 相当
ロープにプレテンション加工を施し、作業条件下（タンク受入）
でロープの直線性を保持するためのウェイト。

11：ウェイト• SUS 316 相当• SUS 316L 相当

入力
測定変数

温度（温度リニア伝送動作）

測定範囲

RTD：
入力

名称

限界測定範囲RTD：IEC 60751 準拠

Pt100–200～+600 °C (–328～+1 112 °F)

名称

限界測定範囲熱電対：
入力

熱電対（TC）：IEC 60584, part タイプ J（Fe-CuNi） –40～+520 °C (–40～+968 °F)
1 準拠 - Endress+Hauser 製
タイプ K（NiCr-Ni） –40～+800 °C (–40～+1 472 °F)
iTEMP ヘッド組込型温度伝送
内部冷接点（Pt100）器を使用
冷接点補償精度：± 1 K
最大センサ抵抗：10 kΩ
熱電対（TC） - フライングリー タイプ J（Fe-CuNi） –210～+520 °C (–346～+968 °F)、0 °C を上回る場合
ド - IEC 60584 および ASTMの基準感度 ≈ 55 μV/K
E230 準拠
タイプ K（NiCr-Ni） –270～+800 °C (–454～+1 472 °F) 1)、0 °C を上回る場
合の基準感度 ≈ 40 μV/K
1)

測定インサートの被覆材質による制限あり

出力
出力信号

6

一般的に、測定値は以下の 2 つの方法のいずれかで伝送できます。
• 直接配線式センサ - センサの測定値は伝送器を使用せずに転送されます。
• Endress+Hauser の適切な iTEMP 温度伝送器を選択して、一般的なプロトコルを使用します。
以下に記載される伝送器はすべて接続ボックスに直接取り付けて、センサ機器に配線します。

Endress+Hauser

iTHERM MultiSens Bundle TMS31

温度伝送器製品ファミリー

iTEMP® 伝送器と温度計の組合せは、従来の直接配線方式と比べ、信頼性と機能性が向上したすぐに設置が可能なソリューションです。
PC による設定が可能な伝送器
PC による設定が可能な伝送器は高い柔軟性を備えるため、在庫管理の負担を低減し、さまざまな用途に利用できます。iTEMP® 伝送器は、PC を使用して簡単にすばやく設定することができます。エンドレスハウザー社では設定用のフリーソフトウェアを提供しております。エンドレス
ハウザー社のウェブサイトからダウンロードしてご使用ください。詳細については、技術仕様書を参照してください。
HART® による設定が可能な伝送器
この伝送器は 1 つまたは 2 つの測定入力および 1 つのアナログ出力を備えた 2 線式の機器です。
測温抵抗体と熱電対から変換した信号を伝送するだけでなく、HART® 通信を使用して抵抗および電圧信号を伝送します。この機器は、ゾーン 1 危険場所 I に本質安全機器として設置することができ、DIN EN 50446 に準拠したセンサヘッド（フラットフェース）の計器に使用します。簡単に快適な操作が可能で、PC を使用してビジュアル化およびメンテナンス作業を行うことができます。この作業には Simatic PDM や AMS などのソフトウェアが必要となります。詳細について
は、技術仕様書を参照してください。
PROFIBUS® PA 用伝送器
PROFIBUS® PA で通信するプログラム可能なヘッド組込型伝送器で、 さまざまな入力信号をデジタル出力信号に変換することが可能です。周囲温度の全レンジで高精度な伝送が可能です。簡単に快適な操作が可能で、コントロールパネルから直接 PC を使用してビジュアル化およびメンテナンス作業を行うことができます。この作業には Simatec PDM や AMS などのソフトウエア
が必要となります。詳細については、技術仕様書を参照してください。
FOUNDATION フィールドバス™ 用伝送器
FOUNDATION フィールドバス™ で通信可能なヘッド組込型伝送器で、 さまざまな入力信号をデジタル出力信号に変換することが可能です。周囲温度の全レンジで高精度な伝送が可能です。
簡単に快適な操作が可能で、コントロールパネルから直接 PC を使用してビジュアル化およびメ
ンテナンス作業を行うことができます。この作業にはエンドレスハウザー社のコントロールケ
アやナショナルインスツルメンツの NI コンフィグレータなどのソフトウエアが必要となります。詳細については、技術仕様書を参照してください。
iTEMP® 伝送器の特長：• 2 または 1 センサ入力（特定の伝送器用のオプション）• 重要なプロセスで優れた信頼性、精度、長期間にわたる安定性を発揮• 演算機能• 温度計ドリフトの監視、センサバックアップ機能、センサ診断機能• 2 センサ入力伝送器用のカレンダー・ファン・デューセン係数に基づくセンサマッチング機能

電源• 滑らかで耐食性に優れ、洗浄や点検が容易で、機械的応力に対する堅牢性を備え、湿度の影響を受けない電気接続ケーブルを使用してください。
• 接続ボックスの接地端子を介した接地またはシールド接続が可能です。
配線図

Endress+Hauser

TC および RTD 接続の配線図

7

iTHERM MultiSens Bundle TMS31

痛䵰ᆥᆐᆖ尤溜㙫ⷽ满㕈ᄚᅘᅃᅯᆗᆺᅽペㅻ뀮P$ვ
ᅎᄯᄿᆝᆆ䊅屺



岺㷯
57'
 汄
 汄

岺㷯
57'
 汄
 汄

 啝

 啝
 啝

7&




A0016712-JA

3

1 センサ入力のヘッド組込型伝送器（TMT18x）の配線図

ᆈᇀᆂぅㅻ

57'꿪岺㷯57'꿪ვ岺㷯

汄

7&

汄

7&

啝

ᆝᆆ䊅屺
ᄚᅘᅃ痛䵰

ᆈᇀᆂぅㅻ

汄



汄



啝



啝

























ᆔᅰᆆᆤᆹᅱ䊅屺
A0016711-JA482 センサ入力のヘッド組込型伝送器（TMT8x）の配線図

Endress+Hauser

iTHERM MultiSens Bundle TMS31

COM/
ERR

CHANNEL ERROR

2

3

4

5

7

6

1: Simulate Enable
2: Write Lock
3-8: Not Used

8

CH1

1

)281'$7,21
ᆢᅰᇉᆸᆖᆝᆆ70

PWR

Do not open !

6
DEVICE ID 452B4810CD-...

707
Order Code: TMT125-XXXXXXXX
Ser.No.:0123456789101
TAG No.:1019876543210

PTB 05 ATEX xxxx
II2 (1G/D)G EEx ia IIC T4
II(1) GD [EEx ia ] IIC

inst. per XA056R/09/a3/XX.XX
FISCO according to IEC TS 60079-27-40°C< Ta < 70°C#

Avoid electrostatic charge!

+

H

L

-

0032

PTB 05 ATEX xxxxX
II 3G EEx nA II T4
II 3G EEx nL IIC T4
II (3)G [EEx nL] IIC T4ᆎᆰᇀᆚᆸ뀮
+

/

57'

ߖ

+

岺㷯

岺㷯

+

/

/

+

P9

/

/

/

岺㷯

7&

+

/

A0006330-JA

5Endress+Hauser

マルチチャンネル伝送器の配線図

9

iTHERM MultiSens Bundle TMS31

性能特性
精度

測温抵抗体（RTD）、IEC 60751 によるクラス

最大公差（°C）

特性
1)

Cl. AA、旧 1/3 Cl. ± (0.1 + 0.0017 · |t| )B± (0.15 + 0.002 · |t| 1))



Cl. A

㣏⫶∞⾽珗Ȭ珘1)

Cl. B± (0.3 + 0.005 · |t| )

公差等級に準拠した温度範囲
巻線抵抗素子（WW）：
薄膜抵抗素子
（TF）：
規格

%



Cl. A

Cl. AA–100～+450 °C–50～+250 °C

Cl. A

Cl. AA–30～+300 °C

0～+150 °C



$
$$



&

$$


$



%




 㣏⫶∞⾽珗Ȭ珘

A0008588-JA

1)|t| = 絶対値 °C°F の最大公差を取得するには、°C の値に 1.8 を乗算する必要があります。
熱電対の標準特性に対する熱電電圧の許容偏差限度、IEC 60584 または ASTM E230/ANSI
MC96.1 準拠：
規格

タイプ

IEC 60584

1)

標準公差

特別公差

クラス 偏差クラス 偏差J（Fe-CuNi） 2±2.5 °C（–40～333 °C）
1±0.0075 |t| 1)（333～750 °C）±1.5 °C（–40～375 °C）±0.004 |t| 1)（375～750 °C）

K（NiCrNiAl）±2.5 °C（–40～333 °C）
1±0.0075 |t| 1)（333～1 200 °C）±1.5 °C（–40～375 °C）±0.004 |t| 1)（375～1 000 °C）

2|t| = 絶対値 °C

規格

タイプ

ASTM E230/
ANSI MC96.1

10

特別公差

偏差、それぞれ大きい方の値を適用
J（Fe-CuNi） ±2.2 K または ±0.0075 |t| 1)（0～760 °C）
K（NiCrNiAl）

1)

標準公差

±1.1 K または ±0.004 |t| 1)（0～760 °C）±2.2 K または ±0.02 |t| 1)（–200～0 °C） ±1.1 K または ±0.004 |t| 1)±2.2 K または ±0.0075 |t| 1)（0～1 260 °C）（0～1 260 °C）|t| = 絶対値 °C

Endress+Hauser

iTHERM MultiSens Bundle TMS31

周囲温度の影響

使用する伝送器に応じて異なります。詳細については、技術仕様書を参照してください。

応答時間

伝送器を使用しないセンサの応答時間。これは、プロセスに直接接触する測定インサートを参照します。
RTD
測定インサートを流水（流量 0.4 m/s、過剰温度 10 K）に浸漬させて、約 23 °C の周囲温度で計算されます。
インサート直径

応答時間

無機絶縁ケーブル、3 mm (0.12 in)

t50

2秒

t90

5秒

t50

< 3.5 秒t90

< 10 秒

RTD インサート StrongSens、6 mm (¹⁄₄ in)

熱電対（TC）
測定インサートを流水（流量 0.4 m/s、過剰温度 10 K）に浸漬させて、約 23 °C の周囲温度で計算されます。
インサート直径

応答時間

接地熱電対：
3 mm (0.12 in), 2 mm (0.08 in)

t50

0.8 秒

t90

2秒

非接地熱電対：3 mm (0.12 in), 2 mm (0.08 in)

t50

1秒

t90

2.5 秒

耐衝撃振動性• RTD：3G / 10～500 Hz、IEC 60751 に準拠• RTD iTHERM StrongSens Pt100（TF、耐振動性）：最大 60G• TC：4G / 2～150 Hz、IEC 60068-2-6 に準拠

校正

校正は各測定インサートを対象とするサービスで、注文の段階でも、マルチポイントの設置後でも実施可能です。
マルチポイントの設置後に校正を実施するときに、全面的なサポートが必要な場合は弊社サービスにお問い合わせください。弊社サービスの協力のもとに、対象となるセンサの校正を実施することができます。いずれの場合も、動作中（プロセス稼働中）のプロセス接続については、ネジ付きのコンポーネントを緩めることは禁止されています。
校正では、定義済みの再現可能な測定方式を使用して、より精度の高い校正基準の測定値とマルチポイントインサート（DUT：試験用機器）のセンサ素子の測定値を比較します。この目的は、測定変数の本来の値と DUT 測定値の偏差を特定することです。
測定インサートには、次の 2 つの方式を使用します。
• 定点温度（水の氷点 0 °C (32 °F) など）での校正• 高精度の基準温度計との比較による校正
測定インサートの評価
校正において測定の不確かさが許容範囲内に収まらず、お渡しできるような測定結果が得られない場合、Endress+Hauser は技術的に実行可能な場合、インサート評価測定サービスを提供しております。

設置
取付位置

Endress+Hauser

取付位置は、本書に記載される周囲温度、保護等級、気候クラスなどの要件を満たす必要があります。既存の支持フレームまたはブラケットが貯蔵タンクの壁に溶接されている場合、またはその他の既存のフレームが設置領域内にある場合は、そのサイズを確認してください。

11

iTHERM MultiSens Bundle TMS31

取付方向

ロープ型マルチポイント温度計は、垂直位置に設置できます。貯蔵タンクまたはサイロの屋根を水平または斜めにすることが可能であり、ロープジョイントは自動的にその傾斜を調整して、ロープを常に垂直位置にまっすぐに保ちます。

1

2

A0038297

6
1
2

設置方法

設置例
フックで下部に固定された TMS 31
固定されない吊り下げウェイト付きの TMS 31

ロープ型マルチポイント温度計は、フランジ式のプロセス接続を使用して貯蔵タンク、サイロ、
または同様の環境に設置するために設計されています。すべての部品やコンポーネントを慎重に取り扱う必要があります。設置時にプリセットノズルを介して機器を持ち上げたり挿入を行う場合は、以下を防止してください。
• ノズル軸の位置合わせ不良。
• 機器の質量に起因する、溶接部分またはネジ込み部分への負荷の発生。
• ネジ込みコンポーネント、ボルト、ナット、ケーブルグランド、コンプレッションフィッティ
ングの変形や破損。
• 温度プローブと貯蔵タンクの内部構造物との摩擦• ロープまたは温度プローブに損傷を与える可能性のある、ロープの軸周りの過度のねじれを避けてください。
以下に注意してください。
• 吊り下げウェイト構造の場合は、ウェイトが貯蔵タンクの底に触れないようにしてください。
• スエージアイ構造の場合は、適切なフックまたは同様のシステム（ユーザー側の責任範囲）を使用してロープを正しく張ってください。

12

Endress+Hauser

iTHERM MultiSens Bundle TMS31

1

A0038298

7

フランジ式プロセス接続を使用して貯蔵タンクノズルにマルチポイント温度計を設置

設置作業中は、機器を可能な限りまっすぐに保つために、ロープおよびフランジ（1）のアイボルトを使用して、温度計全体を持ち上げて移動させる必要があります。

環境
周囲温度範囲接続ボックス

非危険場所

危険場所

伝送器なし

–50～+85 °C (–58～+185 °F) –50～+60 °C (–58～+140 °F)

ヘッド組込型伝送器付き–40～+85 °C (–40～+185 °F) 各危険場所認定に応じて異なります。詳細については、防爆資料を参照してください。

マルチチャンネル伝送器付 –40～+85 °C (–40～+185 °F) –40～+70 °C (–40～+158 °F)
き

保管温度

湿度

接続ボックス
ヘッド組込型伝送器付き–50～+95 °C (–58～+203 °F)

マルチチャンネル伝送器付き–40～+80 °C (–40～+176 °F)

DIN レール用伝送器付き–40～+95 °C (–40～+203 °F)

結露、IEC 60068-2-33 に準拠• ヘッド組込型伝送器：結露可• DIN レール用伝送器：結露不可
最大相対湿度：95%、IEC 60068-2-30 に準拠

Endress+Hauser

13

iTHERM MultiSens Bundle TMS31

気候クラス

以下のコンポーネントを接続ボックス内に設置した場合：• ヘッド組込型伝送器：クラス C1（EN 60654-1 に準拠）
• マルチチャンネル伝送器：試験済み（IEC 60068-2-30 に準拠）、クラス C1～C3 の要件に適合（IEC 60721-4-3 に準拠）
• 端子台：クラス B2（EN 60654-1 に準拠）

保護等級

• コンジットの仕様：IP68• 接続ボックスの仕様：IP66/67

電磁適合性（EMC）

使用するヘッド組込型伝送器に応じて異なります。詳細については、技術情報（本書の末尾に記載）を参照してください。

プロセス
農業：
適正な製品構成を選択するためには、充填および排出時に作用する力、ならびにタンクまたはサ
イロの接続が最低限の入力パラメータとなります。特殊な構成が必要な場合、製品全体を定義す
る必須パラメータとして、貯蔵される材料の種類、容器の形状、接続のタイプなどの追加データを入力する必要があります。
石油化学、石油・ガス：
プロセス温度とプロセス圧力が、適正な製品構成を選択するための最低限の入力パラメータになります。特殊な製品機能が必要な場合、製品全体を定義する必須パラメータとしてプロセス流体
タイプ、位相、濃度、粘度、蒸気、乱流、腐食速度などの追加データを入力する必要があります。
プロセス温度範囲–10～+100 °C (+14～+212 °F).

プロセス圧力範囲

最大 4 MPa (580.1 psi)
最大所要プロセス圧力は、最高設計プロセス温度を考慮して検討する必要があります。コン
プレッションフィッティングやフランジなどのプロセス接続とその特定の圧力定格により、最大動作条件が決定されます。ご不明な点がございましたら、Endress+Hauser の専門スタ
ッフにお問い合わせください。
プロセスアプリケーション事例：• 炭化水素の貯蔵• LPG/LNG• 液体窒素• 有機バルク材料の貯蔵（穀物、農作物など）• 穀物サイロ• 液体バルク貯蔵タンク• 飲料加工

構造
外形寸法

14

ロープアセンブリ全体は異なる部品で構成されています。ロープジョイントは、充填および排出作業中に移動可能となるよう、ロープシステムに十分な自由度を提供します。その結果、ロープに横方向の力が働いた場合の応力を低減できます（余計な張力がかからない）。したがって、ロープには横方向に 10m あたり 30cm の余裕を持たせることをお勧めします。測定インサートと延長ケーブル間のトランジッションは、コンプレッションフィッティングを使用して取得され、提示された保護等級が確保されます。

Endress+Hauser

iTHERM MultiSens Bundle TMS31

I

A

A

MPx

L

MPx

U

U

U

MPx

L MPx

L MPx

L

L

F

F

F

B

B

B

A

L MPx

H

H

C

I

A00382998

モジュラー式マルチポイント温度計の構成は、チューブのネックが左側、フレームのネックが中央ですが、オプションのチューブネック構成の場合は右側です。全寸法単位は mm（in）です

A、 接続ボックスの寸法（下図を参照）
B、C
MPx 測定点の番号と配置：MP1、MP2、MP3 など
LMPx センサ素子またはサーモウェルの挿入長
I、H 接続ボックスと支持機構の寸法
F
伸長ネックの長さ
L
機器長さ
U
挿入長

伸長ネック F、mm（in）
標準 250 (9.84)
ご要望により、特別にカスタマイズした伸長ネックも利用可能です。

センサ素子またはサーモウェルの挿入長 MPx：
お客様の要件に基づきます

Endress+Hauser

15

iTHERM MultiSens Bundle TMS31

ロープの最大負荷抵抗：
ロープ
Ø mm

構造

6

1x19

8
10

重量
kg/m

MBL
kN

kg

0,1786

29,5

3000

1x19

0,322

53

5400

1x19

0,502

84

8500

A0038300• ステンレス SUS 316 相
当• EN 10264-4 準拠のロープ• ロープ等級
1.570 N/mm2

接続ボックス（直接取付）

A

C

1
B
2

3
A0028118

1
2
3

ケーブルグランド接続ボックス
フレーム

A0038301

916

左が開放型構成、中央がカバー付き構成、右がチューブネック構成

Endress+Hauser

A

iTHERM MultiSens Bundle TMS31

A0038302

 10

リモート接続ボックス構成

接続ボックスは化学薬品を使用する環境に適しています。海水に対する耐食性および激しい温度変化に対する安定性が保証されます。Ex-e Ex-i 端子を設置できます。
使用可能な接続ボックスの寸法（A x B x C）（単位：mm（in））

ステンレス

アルミニウムEndress+Hauser

A

B

C

最小

170 (6.7)

170 (6.7)

130 (5.1)

最大500 (19.7)

500 (19.7)

240 (9.5)

最小

100 (3.9)

150 (5.9)80 (3.2)

最大330 (13)500 (19.7)

180 (7.1)仕様タイプ

接続ボックス

ケーブルグランド材質

SUS 316 相当/アルミニウム

NiCr メッキ真ちゅう
SUS 316 または 316L 相当

保護等級（IP）

IP66/67

IP66

周囲温度範囲–50～+60 °C (–58～+140 °F)–52～+110 °C (–61.1～+140 °F)

認定

危険場所で使用するための
ATEX、FM、UL、CSA 認定
IEC

-

マーキング

• ATEX II 2GD Ex e IIC/ Ex ia Ga IIC Ex tb IIIC Db
T6/T5/T4• UL913 Class I、Division 1
Groups B、C、D T6/T5/T4• FM3610 Class I、Division 1
Groups B、C、D T6/T5/T4• CSA C22.2 No. 157 Class
1、Division 1 Groups B、C、
D T6/T5/T4

カバー

ヒンジ付き

-

最大シーリング径-

6～12 mm (0.24～0.47 in)

17

iTHERM MultiSens Bundle TMS31

内蔵
防爆構造

本質安全および安 • フレームあり
全性向上• チューブネック
耐圧防爆

分離型
フレキシブルコンジット

支持フレームあり

現場表示器
電源：

最大 AC 100～240 V、50～60 Hz、25 VA、0.375 A

認証：

ATEX II 2 G D Ex ‘d’ IIC T6、IP 66

環境：危険場所 Zone 1

動作温度：-20 °C～+55 °C

保管温度：-40 °C～+85 °C

容器：

アルミニウム合金、RAL 7035 グレーエポキシ樹脂塗装

保護等級（IP）：

IP66

入力：

M20 ネジ入力（分量 5 減）

外形寸法 ：

300 x 230 x 155 mm

固定：M12 ボルトに適合、4 カ所

質量：

7.5 kg

ホストポート数：

4 ポート

サポートされるインターフェイス：

RS-232、RS-422/485、Modbus RTU HART®

A0038303

伸長ネック
伸長ネックは、フランジと接続ボックス間の接続を確立します。この設計では、貯蔵タンクのイ
ンフラストラクチャ（足場、投入機構、階段など）や最終的な断熱部のように、プラントに存在し得る障害物や制約に対処するため、数種の設置レイアウトに対応するようになっています。伸長ネックは、監視用の延長ケーブルに簡単にアクセスできる設計になっています。接続ボックスの接続における優れた剛性および耐振動性が保証されます。伸長ネックには閉鎖領域がありません（チューブネック構成の場合）。これにより、廃液や環境から危険性のある流体が蓄積して計器に損傷を与えることを防止し、継続的な通気が可能になります。
測定インサート
異なるタイプのインサートを使用できます。ここに説明のない要件については、弊社営業所
または販売代理店にお問い合わせください。

18

Endress+Hauser

iTHERM MultiSens Bundle TMS31

熱電対
直径（mm（in））

タイプ

規格

温接点タイプシース材質

3 (0.12)

1x タイプ K
2x タイプ K
1x タイプ J
2x タイプ J

IEC 60584/ASTM E230

接地型/非接地型

SUS 316L 相当

RTD
直径（mm（in））

タイプ

規格

シース材質

3 (0.12)6 (¹⁄₄)

1x Pt100 WW
2x Pt100 WW
1x Pt100 TF
2x Pt100 TF

IEC 60751

SUS 316L 相当

質量

質量は、接続ボックスの寸法および内容、ネックの長さ、プロセス接続の寸法、測定インサート
数やロープ終端の重量など、構成により異なります。標準的な構成のマルチポイントロープの概算質量（測定インサートの数 = 12、フランジサイズ = 3"、中型接続ボックス）は 55 kg (121 lb)です。

材質

測定インサートのシース、伸長ネック、接続ボックス、すべての接液部の材質を示します。
次の表に指定された連続操作の温度は、各種材質用の単なる参考値であり、大きな圧縮負荷がな
い状態のものです。最高動作温度は、機械的負荷が高い場合や侵蝕性のある測定物を使用する場
合などの異常時には大幅に低くなることがあります。

Endress+Hauser

材質名称

略式記述

連続使用で 特性の推奨最高
温度

SUS 316 相当/
1.4401X5CrNiMo 17-12-2

650 °C(1 202 °F)• オーステナイト系ステンレス• 概して高耐腐食性• 特に、モリブデンを追加した塩素、酸、非酸化性の環境では高い耐腐食性を示します（低濃度のリン酸と硫酸、酢酸と酒石酸など）

SUS 316L 相
当/1.4404
1.4435

X2CrNiMo17-12-2
X2CrNiMo18-14-3

650 °C(1 202 °F)• オーステナイト系ステンレス• 概して高耐腐食性• 特に、モリブデンを追加した塩素、酸、非酸化性の環境では高い耐腐食性を示します（低濃度のリン酸と硫酸、酢酸と酒石酸など）• 粒間腐食および点腐食への耐性が向上• 1.4404 と比べて、1.4435 はさらに高い耐食性と低い
デルタフェライト含有量を示します。

アロイ
600/2.4816

NiCr15Fe

1 100 °C
(2 012 °F)• 高温でも、腐食性、酸化性、還元性雰囲気に対して非常に優れた耐性を持つニッケル/クロム合金• 塩素ガスや塩素化測定物、多くの酸化無機物、有機酸、海水などに起因する腐食に対する耐性があります。
• 超純水からの腐食• 硫黄含有雰囲気では使用しないでください。

SUS 304 相当/
1.4301X5CrNi18-10

850 °C(1 562 °F)• オーステナイト系ステンレス• 水および汚染度の低い廃水での使用に適合• 比較的低温時にのみ有機酸、食塩水、硫酸塩、アル
カリ溶液などに対する耐性を示します。

SUS 304L 相
当/1.4307

X2CrNi18-9

850 °C(1 562 °F)• 良好な溶接特性• 粒間腐食に対する耐性• 高延性、優れた延伸、成形、紡績特性

SUS 316Ti 相当/1.4571

X6CrNiMoTi17-12-2 700 °C(1 292 °F)• チタンを添加すると、溶接後も粒間腐食に対する耐性が向上します。
• 化学、石油化学、石油産業および石炭化学における幅広い用途• 限られた範囲内でしか研磨できず、チタンの筋が形成される可能性があります。

19

iTHERM MultiSens Bundle TMS31

プロセス接続材質名称

略式記述

連続使用で 特性の推奨最高
温度

SUS 321 相当/
1.4541X6CrNiTi18-10

815 °C(1 499 °F)• オーステナイト系ステンレス• 溶接後も粒間腐食に対する高い耐性があります。
• あらゆる標準的な溶接方法に適合する優れた溶接特性• 化学産業、石油化学、加圧容器など多くの分野で使用されています。

SUS 347 相当/
1.4550X6CrNiNb10-10

800 °C(1 472 °F)• オーステナイト系ステンレス• 化学、繊維、製油、乳製品、食品産業などの広範な環境で優れた耐性を示します。
• ニオブを添加すると粒間腐食に対する耐性が向上します。
• 優れた溶接性• 主要なアプリケーション：溶鉱炉の防火壁、圧力容器、溶接構造物、タービンブレード

標準的なプロセス接続フランジは以下の規格に準拠します。
規格 1)

サイズ

定格/電源電圧

材質

ASME

1½”, 2”, 3”, 4”

150#, 300#

SUS 316、316L、316Ti 相当

JA

DN40、DN50、DN80、DN100

PN16、PN40

1)

ご要望に応じて GOST 規格に準拠したフランジも使用可能です。

操作性
操作性の詳細については、Endress+Hauser 温度伝送器の技術仕様書または関連する操作ソフト
ウェアの説明書を参照してください。→  27

20

Endress+Hauser

iTHERM MultiSens Bundle TMS31

認証と認定
CE マークシステムの個々のコンポーネントに付加された CE マークにより、危険場所および加圧環境での安全な使用を保証します。

危険場所で使用するための認定

防爆認定は、接続ボックス、ケーブルグランド、端子などの個別のコンポーネントに適用されます。選択可能な防爆仕様（ATEX、CSA、FM、IEC-EX、UL、NEPSI、EAC-EX）の詳細について
は、お近くの弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。危険場所に関するデータ
はすべて、別冊の防爆資料に記載されています。

HART 認定

HART® 認定を取得した温度伝送器は FieldComm Group に登録されており、 HART®
Communication Protocol Specifications の要件を満たしています。

FOUNDATION フィールドバ
ス認証

FOUNDATION フィールドバス™ 認証を取得した温度伝送器は、必要な試験すべてに合格し、Fieldbus Foundation に認可および登録されています。したがって、本機器は以下の要求仕様をすべて満たします。
• FOUNDATION フィールドバス™ の仕様• FOUNDATION フィールドバス™ H1• 相互運用性試験キット（ITK）、最新リビジョン（ご要望に応じて機器認証番号を取得可能）：
本機器は他の製造者の認定機器を併用する場合においても動作可能• FOUNDATION フィールドバス™ の物理層適合試験

PROFIBUS® PA 認証

PROFIBUS® PA 認証を取得した温度伝送器は PNO（PROFIBUS® Nutzerorganisation e. V.）（PROFIBUS ユーザー組織）に認可および登録されています。本機器は以下の要求仕様をすべて満たします。
• FOUNDATION フィールドバス™ の仕様• PROFIBUS® PA Profile（ご要望に応じて最新バージョンを取得可能）• この機器は、認証を取得した他メーカの機器と組み合わせて動作させることもできます（相互運用性）

その他の基準およびガイドラ
イン• EN 60079：ATEX 危険場所認可• IEC 60529：ハウジングの保護等級（IP コード）• IEC 60584 および ASTM E230/ANSI MC96.1：熱電対

材料証明

材料証明書 3.1（EN 10204 に準拠）は個別に発注可能です。この証明書には、温度計の製造に使用される素材に関連する宣言も含まれています。この証明書ではロープマルチポイント温度計のシリアル番号による素材のトレーサビリティを保証しております。

試験報告書および校正弊社で実施する「工場校正」は、EA（欧州認定協力機構）認定ラボで、ISO/IEC 17025 に準拠した社内手順に従い実施しております。EA ガイドライン（SIT/Accredia）または（DKD/DAkkS）
に従って実行する校正については別途対応いたします。校正はマルチポイント温度計の測定イ
ンサートで行います。

Endress+Hauser

21

iTHERM MultiSens Bundle TMS31

注文情報
納入範囲の概要については、以下の構成表を参照してください。
注文情報の詳細については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください（www.addresses.endress.com）。
プロセス接続：フランジ
規格• ASME B16.5• EN 1092-1



その他（要問合せ）
材質• SUS 316 相当• SUS 316L 相当• SUS 316Ti 相当

その他（要問合せ）
フェース

RF、タイプ A、B1



その他（要問合せ）
サイズ• 1½", 2", 3", 4"• DN40、DN50、DN80、DN100________________

その他（要問合せ）

以下の表に示す値は、標準的な寸法のノズルを元に算出した参考値です。したがって、測定ポイントの最大数は、構成表の最大数と一致しない場合があります。現場で使用されるノズ
ルの寸法によって異なります。
フランジサイズ（スケジュール 40 ノズルを想定）

測定インサート最大数
測定インサート直径
3 mm (0.12 in)

6 mm (0.24 in)

1½"

10

4

2"

15

8

3"

20

20

4"

20

20

測定インサート、センサ

22

測定原理

• 熱電対（TC）• 測温抵抗体（RTD）




タイプ

TC：J、K
RTD：Pt100

構成• TC：シングル、ダブル• RTD：3 線式、4 線式、2x3 線式




実装方式

• TC：接地、非接地• RTD：巻線抵抗素子（WW）、薄膜抵抗素子（TF）




シース材質

SUS 316L 相当________

認定• 本質安全• 非危険場所________________

Endress+Hauser

iTHERM MultiSens Bundle TMS31

測定インサート、センサ
測定インサート、センサ• 3 mm (0.12 in)• 6 mm (0.24 in)

その他（要問合せ）
規格/クラス

IEC/クラス 1
ASTM/特殊クラス
IEC/クラス 2
ASTM/標準クラス
IEC/クラス A
IEC/クラス AA
その他（要問合せ）








配置

• 均等間隔• カスタマイズ済み




個数

2、4、6、8、10、12 ... 20 1)

挿入長

タグ（説明）

MP1___________________________________________________

MP2___________________________________________________

MP3___________________________________________________

MP4___________________________________________________

MP5___________________________________________________

MP6___________________________________________________

MPx___________________________________________________

測定点の分散1)________（LMPx）（mm（in））

その他の個数/構成についてはお問い合わせください

接続ボックス（ヘッド）材質• ステンレス（標準）• アルミニウム（要指定）

その他（要問合せ）
電気接続

Endress+Hauser

端子台の配線：• 端子台 - 標準/数
• 端子台 - 補償/数
• 端子台 - スペア/数 / _____
 / _____
 / _____

伝送器の配線：• HART プロトコル（TMT182、TMT82 など）• PROFIBUS PA プロトコル（TMT84 など）• FOUNDATION フィールドバスプロトコル、例：
TMT85、TMT125（マルチチャンネル伝送器）
• 数量




_______

認定

Ex e/Ex ia/Ex d
その他（要問合せ）_______

電線管接続口（プロセス側）

シングルまたは複数、
タイプ：M20、NPT ½"、数量その他（要問合せ）_______ / ______________ / _______

電線管接続口（配線側）

シングルまたは複数、
タイプ：M20、M25、NPT ½"、NPT 1" / 数量
その他（要問合せ）_______ / ______________ / _______

23

iTHERM MultiSens Bundle TMS31

接続ボックス支持フレーム• 保護ホース付き分離型• 保護ホースなし分離型• 直接取付け





伸長ネック
長さ F（mm（in））

250 mm (9.84 in)
または指定値________

機器情報

ユーザー仕様を参照
指定


（表）

測定点情報

ユーザー仕様を参照

タグ

場所、以下に指定：• タグ（TAG）、延長ケーブルインサート• タグ（TAG）、RFID• タグ（TAG）、機器上• タグ（TAG）、ユーザーが実施• タグ（TAG）、伝送器
特殊仕様、要指定









その他の要求事項
延長ケーブル長（分離型ヘッドの場合のみ）
仕様（mm）：
延長ケーブルシース材質

• PVC
• MFA

________


その他（要問合せ）

試験、証明、宣言

24

3.1 材料証明書、EN10204（材料証明、接液部）



3.1 材料証明書、略式記述、EN10204、（材料証明、接液部）



PMI 試験、Endress+Hauser の手順、（接液部）、試験報告書



最終的な機器機能テスト、テストレポート



出荷検査成績書



2D 寸法図

溶接説明書（溶接箇所の説明を含む）



センサの温接点/先端の放射線検査証明書



製造宣言



浸透探傷試験、テストレポート



検査テストレポート（センサ/TMT）、検査証明書



品質管理計画書Endress+Hauser

iTHERM MultiSens Bundle TMS31

アクセサリ
変換器およびセンサには、アクセサリも多数用意されています。詳細については、最寄りの弊社
営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。対象のオーダーコードの詳細については、
弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。
機器固有のアクセサリ

アクセサリ

説明
アンカーウェイト

アンカーウェイトを設置することで、ロープの垂直方向の位置を確保できます。ストレージシステム内にウェイトを正しい位置に調整できるだけのスペースがあることを確認してください。寸法は、注文の段階でロープのマルチポイントの寸法に合わせて確定されます。
• 左側 - 取外し/交換可能• 右側 - 固定

A0038304

オジーブ

オジーブはマルチポイントロープに取り付けられており、プローブのサーモエレメントがロープの正しい位置になるようにし、動作条件下でその位置を維持します。

A0038305

トグルジョイント端子

ロープとフランジをトグルジョイントで接続し、相互回転運動を可能にします。

A0038306

Endress+Hauser

25

iTHERM MultiSens Bundle TMS31

通信関連のアクセサリ

設定キット TXU10

PC での設定が可能な伝送器用の設定キットです。USB ポート搭載 PC 向けの設定用ソフトウェアおよびインターフェースケーブルが付属します。
オーダーコード：TXU10-xx

Commubox FXA195
HART

USB インターフェイスによる FieldCare との本質安全 HART 通信用。

Commubox FXA291

CDI インターフェイス（= Endress+Hauser Common Data Interface）付きのEndress+Hauser 製フィールド機器とコンピュータまたはノートパソコンのUSB ポートを接続します。

 詳細については、「技術仕様書」TI00404F を参照してください。

 詳細については、「技術仕様書」TI00405C を参照してください。
HART ループコンバータ
HMX50

ダイナミック HART プロセス変数からアナログ電流信号またはリミット値への演算および変換のために使用されます。
詳細については、「技術仕様書」TI00429F および「取扱説明書」BA00371F
 を参照してください。

Wireless HART アダプタ
SWA70

フィールド機器の無線接続に使用されます。
WirelessHART アダプタは、容易にフィールド機器や既存設備に統合できます。
データ保護および伝送の安全性を確保し、複雑なケーブル配線を最低限に抑えて、その他の無線ネットワークと同時に使用できます。

 詳細については、「取扱説明書」BA061S を参照してください。
Fieldgate FXA320

接続された 4～20 mA 機器を、ウェブブラウザを介してリモート監視するためのゲートウェイです。
詳細については、「技術仕様書」TI00025S および「取扱説明書」BA00053S
 を参照してください。

Fieldgate FXA520

接続された HART 機器を、ウェブブラウザを介してリモート診断およびリモー
ト設定するためのゲートウェイです。
詳細については、「技術仕様書」TI00025S および「取扱説明書」BA00051S
 を参照してください。

Field Xpert SFX100

HART 電流出力（4～20 mA）を使用してリモート設定および測定値を取得する
ための、コンパクトでフレキシブルかつ堅牢な工業用ハンドヘルドターミナルです。

 詳細については、「取扱説明書」BA00060S を参照してください。
サービス関連のアクセサリ

アクセサリ

説明

ApplicatorEndress+Hauser 製機器のセレクション/サイジング用ソフトウェア。
• 最適な機器を選定するために必要なあらゆるデータの計算（例：圧力損失、精度、プロセス接続）• 計算結果を図で表示
プロジェクトの全期間中、あらゆるプロジェクト関連データおよびパラメータの管理、文書化、アクセスが可能です。
Applicator は以下から入手可能：• インターネット経由：https://wapps.endress.com/applicator• 現場 PC へのインストール用 CD-ROM

W@M

プラントのライフサイクル管理
W@M は幅広いソフトウェアアプリケーションを使用して、計画および調達か
ら機器の設置、設定、操作まで、あらゆるプロセスをサポートします。機器ス
テータス、スペアパーツ、機器固有の資料など、重要な機器情報がすべて、各機器ごとに全ライフサイクルにわたって提供されます。
アプリケーションには、すでにお使いの Endress+Hauser 製機器のデータが入っています。記録データの維持やアップデートについても Endress+Hauser が行います。
W@M は以下から入手可能：• インターネット経由：www.endress.com/lifecyclemanagement• 現場 PC へのインストール用 CD-ROM

26

Endress+Hauser

iTHERM MultiSens Bundle TMS31

FieldCare

Endress+Hauser の FDT ベースのプラントアセットマネジメントツールです。
システム内にあるすべての高性能フィールド機器を設定し、その管理をサポートすることが可能です。ステータス情報を使用することにより、ステータスと状態を簡単かつ効果的にチェックすることができます。
詳細については、「取扱説明書」BA00027S および BA00059S を参照して
 ください。

資料• iTEMP 温度伝送器の操作マニュアル：• TMT180、PC での設定が可能、1 チャンネル、Pt100（KA00118R）• TMT181、PC での設定が可能、1 チャンネル、RTD、TC、Ω、mV（KA141R）• HART® TMT182、1 チャンネル、RTD、TC、Ω、mV（KA142R）• HART® TMT82、2 チャンネル、RTD、TC、Ω、mV（BA01028T）• PROFIBUS® PA TMT84、2 チャンネル、RTD、TC、Ω、mV（BA00257R）• FOUNDATION フィールドバス TM TMT85、2 チャンネル、RTD、TC、Ω、mV（BA00251R）• FOUNDATION フィールドバス TM TMT125、8 チャンネル、RTD、TC、Ω、mV（BA00240R）• 安全要件：DIN EN 61010-1:2011-07• EMC 要件：DIN EN 61326-1:2013-07• RSG45 DIN レール• TMT162• TMT142• 現場表示器（FD188）• 測定インサートの技術仕様書：• 測温抵抗体インサート Omnigrad T TST310（TI00085T）• 熱電対インサート Omnigrad T TSC310（TI00255T）• 技術仕様書アプリケーションの例：• RN221N アクティブバリア、2 線式伝送器へのループ電源供給（TI073R）• HAW562 サージアレスタ（TI01012K）

Endress+Hauser

27

*71551124*
71551124

www.addresses.endress.com