半導体材料ガス探知器

この取扱説明書には左記機種の取り扱いが記載されています。
●この取扱説明書は、必要なときにすぐ取り出して読めるよう、できるだけ身近に大切に保管してください。
●この取扱説明書をよく読んで理解してから正しくご使用ください。

目次

包装内容物の説明 ........................................................................................................ １
１．はじめに ................................................................................................................ ２
シンボルマークの説明 ........................................................................................ ２
安全にご使用いただくために............................................................................. ３
２．各部の名称とはたらき ........................................................................................ ４
３．使用方法 ................................................................................................................ ７
ドレンフィルタの取り付け................................................................................. ７
使用手順 ................................................................................................................ ８
完全消音モード ................................................................................................ １１
警報ブザーの切り替え方法............................................................................. １２
バックライトの点灯方法................................................................................. １２４．エラー表示（異常警報）................................................................................. １３５．消耗品の交換方法 ............................................................................................ １４
フィルタエレメントの交換............................................................................. １４電池の交換 ........................................................................................................ １５６．保守点検 ............................................................................................................ １６
日常点検 ............................................................................................................ １６
定期点検 ............................................................................................................ １６
主な消耗部品、交換部品およびオプション ................................................. １７
７．故障とお考えになる前に................................................................................. １８８．保証書と登録カード ........................................................................................ １９９．仕様 .................................................................................................................... ２０
１０．検知原理 ............................................................................................................ ２１

－ 包装内容物の説明 －包装箱の中に、下記のものが入っています。使用前に必ず、すべてがそろっているか確認してください。作業には万全を期していますが万一製品に破損や欠品がございましたら、お手数ですがお買い上げ店または弊社までご連絡ください。送付させていただきます。
名称数

ガスリークディテクタ本体（レザーケース付き）

量１

ドレンフィルタ（DF-114）

１

交換用フィルタエレメント（FE-2）

１アタッチメント（AT-2B）

１

点検ガス（EG-10D）

１

ハンドストラップ１

単 3 形アルカリ乾電池

２

取扱説明書

１

簡易操作説明書１

登録カードおよび保証書

１

検査成績書

１－ 1 －

はじめに

1.はじめに
このたびは、ガスリークディテクタをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。正しくお使いいただくために、この取扱説明書を必ずお読みになり、ガス漏洩事故防止、保安点検にお役立てください。
本器は、半導体材料ガスの漏洩探知を行い、あらかじめ設定されたガス濃度に達すると、ブザーとランプによってガス漏洩をお知らせし、ガス漏洩事故防止にお役立ていただくためのガスリークディテクタです。

ガスリークディテクタの使用したことのあるないに関わらず、この取扱説明書をよく読んで内容を理解してください。
本器の使用目的以外には使用しないでください。また、取扱説明書に書かれていない使用方法では使わないでください。

シンボルマークの説明
本文中に危険、警告、注意の用語が出てきます。これらの用語の定義は下記の通りです。
回避しないと、死亡または重傷を招く切迫した危険な状況の発生が予見される内容を示しています。
回避しないと、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況が生じることが予見される内容を示しています。
回避しないと、軽傷を負うかまたは物的障害が発生する危険な状況が生じることが予見される内容を示しています。
取扱い上のアドバイスを意味します。

－ 2 －

はじめに

１.はじめに（つづき）

安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために、下記の事項を必ずお守りください。
ガス検知時、機器排気口からは検知対象ガスが排出される可能性があります。
• 危険ですので、吸引しないでください。
• 危険ですので、火気を近づけないでください。
•••••••••••••••••••

電源を入れる時は、必ず清浄空気中で行ってください。自動的にゼロ調整を行いますので、ガス雰囲気中で行うと正常な探知ができません。
吸引口および排気口をふさがないでください。ふさぐと探知できません。
水等を吸引させないでください。吸引するとガス探知ができません。機器が壊れる場合もあります。
フィルタエレメントは、清浄な状態でお使いください。フィルタエレメントが汚れていたり、水分が付着していると、正常な探知ができません。
ブザー孔をふさがないでください。ふさぐと警報音が小さくなります。
本器は防爆構造ではありませんので防爆エリアで使用しないでください。

長期間ご使用にならない場合は電池を抜いて保管してください。
長期間ご使用にならない場合でも、定期的（１ヶ月に１回程度）に電池残量を点検してください。電池残量が少ないと電池の液漏れを生じる場合がありますので新しい電池に交換してください。
本器に対して分解、改造、構造および電気回路の変更等はしないでください。機器性能を損なう場合があります。
高温、多湿の場所に長く放置しないでください。機器の性能を損なう恐れがあります。
使用温度/湿度範囲外での使用および急激な温度/湿度変化は避けてください。機器の性能を損なう恐れがあります。
大きな気圧変化は避けてください。センサの性能を損なったり破損する恐れがあります。
落としたり、ぶつけたり等の強い機械的ショックおよび強い振動などは避けてください。機器の性能を損なう恐れがあります。
本器が結露した場合は、除去して完全に乾燥させた後に点検をしてからご使用ください。
シリコ－ン系のシール材等を使用している周辺もしくはシリコ－ン系ガス雰囲気下での使用は、機器の性能を損なう恐れがありますので避けてくだ
さい。
検知対象ガス以外のガス、溶剤の蒸気等も探知する場合がありますので測定環境を考慮してご使用ください。
高濃度の SO2,Cl2 等のガスを探知すると、センサの寿命が短くなったり、誤差が大きくなる可能性があります。
本体部はレザーケースによる簡易防滴です。出来るだけ水等がかからないようにしてください。
無線機から離してご使用ください。使用中に無線機等に近づけると電波の影響で警報を発する場合があります。

－ 3 －各部の名称とはたらき

2.各部の名称とはたらき①②⑧⑨⑩③⑪④⑤⑥⑦－ 4 －各部の名称とはたらき

2.各部の名称とはたらき（つづき）
No.

名称

はたらき

①

アタッチメント (AT-2B)

ガスの吸引口です。

②ドレンフィルタ（DF-114）

水やホコリ等から機器を守ります。

③排気口

吸引したガスを排気します。

④POWER・SENSITIVITY スイッチ

⑤BUZZER スイッチ

⑥ZERO／RESTART PUMP／BACKLIGHT スイッチ⑦

アラームランプ/エラーランプ（赤）⑧ブザー孔

ブザーが鳴ります。

ＬＣＤ画面

ガス感度や各種メッセージを表示します。
(a)電池残量を表示します。
電池残量 多い・・・・・・・・少ない

(c)
(a)

(d)

電源の入切・ガス感度レベルの設定を行うスイッチです。
警報ブザー音、操作音のＯＮ/ＯＦＦを切り替えることができます。
ゼロ調整をします。
ポンプエラー発生時にポンプ動作を復帰させます。
ＬＣＤのバックライトを点灯させます。
本器が漏洩ガスを探知すると、点滅または点灯します。漏洩ガスの濃度が高くなるにつれて、点滅周期が早くなり、さらに高くなると点灯します。また、ポンプやセンサに異常が発生した時に点滅します。

(e)

⑨(f)
●(b)

⑩

ガス感度ランプ（緑）⑪

電池蓋(b)ゼロ調整可能の状態を示します。
(c)操作音を表示します。（操作音が ON の時に表示します。
）(d)警報音を表示します。（警報音が ON の時に表示します。
）(e)ポンプ動作を表示します。（ポンプが正常に動作していると回転します。
）(f)ガス感度レベル、エラー表示を表示します。
ガス感度レベルをランプ表示します。ガス感度レベ
ルは４段階あります。
電池収納部のフタです。

－ 5 －各部の名称とはたらき

2.各部の名称とはたらき（つづき）

レザーケース①②③No.
123

名称
側面ファスナー
背面ポケット
内面ポケットは た ら
電池交換時に開閉します。
簡易操作説明書を収納します。
交換用フィルタを収納します。

－ 6 －

き

使用方法

3.使用方法
ドレンフィルタの取り付け
ご使用前にドレンフィルタおよびアタッチメントを機器本体に取り付けます。
①

本体をレザーケースに入れて、レザーケースのファスナー(左右２箇所)とマジックテープを閉じます。
（出荷状態で本体はレザーケースに入れられた状態です。）②

ドレンフィルタにアタッチメントを挿し込みます。
（出荷状態でアタッチメントはドレンフィルタに挿し込まれた状態です。）③

ドレンフィルタを機器本体に時計回りに回して本体に軽く当たるまで手で締め込めば取り付け完了です。
(ドレンフィルタが接続されていない状態では正常な検知ができません)②③①－ 7 －

使用方法

3.使用方法（つづき）

使用手順• 使用する前には必ず「日常点検」を行ってください。（P16 参照）

手 順

１

電池を入れる

ガス感度画面表示

暖機運転

電源を２ 入れる

３

探知する

４

電源を切る

1.

電池を入れるご購入の際、本体に電池は入っていませんので、付属の電池を本体に入れてください。（電池の交換 P15 参照）

2.

電源を入れる→暖機運転→ガス感度画面表示• 電源を入れる時は、必ず清浄空気中で行ってください。自動的にゼロ調整を行いますので、ガス雰囲気中で行うと正常な探知ができません。

①[POWER・SENSITIVITY]スイッチを約１秒押します。ブザーが「ピッ」と鳴り、電源が入ります。

②

暖機運転中は、ＬＣＤ画面に「ＡＤＪ」のメッセージが点灯表示します。
また、センサの安定状態を４つのガス感度ランプ（緑）により表し、センサが安定するに従って最低感度レベル[１]から順にランプ点滅が下へ移動していきます。暖機完了直前には、最高感度レベル[４]のみが点滅し暖機完了へと向かいます。（暖機時間は最長３分）•L SENS.
1

L SENS.
1

L SENS.
1

L SENS.
1222233334H4H4H4H

センサの安定状況によって（安定が早いとき）１つずつ点滅しないときがあります。長期間使用していない機器は、暖気時間が長くなった
り、ＬＣＤ画面に「Ｅ-Ｓ」（センサエラーP13 参照）を表示する場合があります。
センサエラー表示になった場合は、電源を入れ直して下さい。

－ 8 －使用方法

3.使用方法（つづき）③④

暖機が完了したら「ピー」というブザー音とともにガス感度表示ランプ（緑）が点灯し、ＬＣＤ画面にガス感度レベルが表示されます。
ガス感度レベルは、電池を入れて最初の電源投入時は[３]レベルに設定されます。次に電源を投入した時は、ガス感度レベルは電源を切る前に設定されていたレベルに設定されます。

L SENS.

1234H5

ガス感度レベルは、ガス感度の高い順から「４」レベル、「３」レベル、「２」レベル、「１」レベルの、４段階に設定することができます。必要に応じてガス感度を変えて探知します。
•

ガス感度レベルにおけるガス探知濃度は次の通りです（水素の場合）。
「４」レベルの場合･･････ 1ppm 以下で探知します。
「３」レベルの場合･･････ 6ppm 程度で探知します。

●ガス感度を低くする方法「ピッ」とい[POWER・SENSITIVITY]スイッチを１回押す毎に、うブザー音とともにガス感度レベルが一つ低感度になります。ガス感度表示ランプ（緑）の点灯の位置は、１つ上に移動し、ＬＣＤ画面の感度表示もガス感度表示ランプ位置と同じ感度設定を表示します。
「１」レベルまでガス感度レベルを低感度にすると、次は「４」レベルになります。
※感度設定•123LSENS.

134H

ガス感度4[POWER・SENSITIVITY]スイッチを３秒以上押すと電源が切れます。

●ガス感度を高くする方法[POWER・SENSITIVITY]スイッチを２度押し（ダブルクリック）する毎に、「ピッピッ」というブザー音
SENS.
とともにガス感度レベルが１つ高感度になりL1ます。ガス感度表示ランプ（緑）の点灯の2
位置は、１つ下に移動し、ＬＣＤ画面の感度3表示もガス感度表示ランプ位置と同じ感度4設定を表示します。
H「４」レベルまでガス感度レベルを高感度にすると、次は「１」レベルになります。
※感度設定

低2

12

3－ 9 －4

ガス感度高使用方法

3.使用方法（つづき）
3.

ゼロ調整する••

感度レベル「4」で使用する場合は、探知直前に清浄空気中でゼロ調整をしてください。高感度のため周囲環境の影響を受けやすく正常な探知ができません。
“ゼロ点状態表示”●が点滅または消灯の状態でも使用できますが、正常な探知ができません。

探知する前に、LCD の左下の“ゼロ点状態表示”●を確認し、状態に応じて下記の通りおこなってください。
・点灯：感度レベル「3」「2」「1」で使用する場合は、ゼロ調整は不要です。感度レベル「4」で使用する場合は、ゼロ調整をおこなってください。
・点滅：ゼロ調整をおこなってください。
ただし、点滅と消灯を繰り返す状態であればそれが点滅に見える場合があります。その場合は、一旦電源を切って再度電源を投入してください。
・消灯：ゼロ調整ができません。（ガスが介在している可能性があります。）点滅するまでしばらく待ってください。数分経っても点滅又は点灯しない場合は、一旦電源を切って再度電源を投入してください。）

L
1

SENS.

2
3

●4H

「ADJ」表示
ゼロ点状態表示

ゼロ調整するには、［ZERO/RESTART PUMP/BACKLIGHT］スイッチを 3 秒以上押します。
・ゼロ調整ができる場合は、「ピッ、・・ ピピ」というブザー音と共に LCD に「ADJ」の文字が 3 秒間表示された後、ガス感度レベルの表示に戻ります。
・ゼロ調整ができない場合は、「ピッ、・・ ピピピピ」というブザー音が鳴り、LCD 表示はガス感度レベルのままです。

4.

探知する
•

警報ブザーが鳴った場合もし警報ブザーが鳴り、アラームランプ（赤）が点滅・点灯したら、必要な処置をしてください。
• LCD 画面の電池残量表示が（点灯）になりましたら、清浄空気中で速やかに電池を交換してください。（電池の交換Ｐ15 参照）
LCD 画面に「E-B」（電池切れ警報 P13 参照）の表示が出て、［ピーピーピー］というブザー音が鳴り始めると使用できない状態になります。早めに電池を交換してください。

－ 10 －

使用方法

3.使用方法（つづき）
吸引口を探知箇所に近づけます。本器が漏洩ガスを探知すると、アラームランプ(赤)が点滅、警報ブザーが「ピッピッピッピ」という断続音で鳴り始めます。
漏洩ガスの濃度が高くなるにつれて、警報ブザーの断続周期が早くなり、連続音へと変わります。（ガス漏れ箇所に近づくにつれて、警報ブザーの断続周期が早くなります。）アラームランプ（赤）も警報ブザーに同期して、点滅から点灯に変わります。
•警報ブザー音は必要に応じて、ＯＮ/ＯＦＦの切り替えをすることができます。（警報ブザーの切り替え方法 P12 参照）•

電源を切る時は必ず、警報ブザーが鳴っていないことを確認してください。警報ブザーが鳴っている状態で電源を切ると、再び電源を投入した時、センサエラー（P13 参照）になる可能性があります。
高濃度ガスを探知した場合は、一定時間清浄空気を吸引させてから電源を切ってください。機器の性能を損なう恐れがあります。

5．電源を切る•

探知が終了したら、[POWER・SENSITIVITY]スイッチを約３秒間押し続けます。
「ピッ、ピッ、ピー」というブザー音とともに電源が切れます。
●自動ガス排気モード
電源を切るときに、機器内にガスが残っていると自動ガス排気モードに入ります。
自動ガス排気モードに入ると、「ピッ」というブザー音とともに、ＬＣＤ画面に６０が表示され、５９、５８・・・とカウントダウンが始まります。０になると自動的に電源が切れます。また、カウントダウン途中でも機器内からガスが抜けた時点で電源が切れます。自動ガス排気モード時は、電源を切る操作以外は受け付けません。

完全消音モード（操作音も消えます）
操作音表示•

完全消音モードでは、異常時の警報および電池交換警報音以外は、全く音が鳴りませんので、音による操作の確認は一切できません。必要以外は使用しないこと、および使用された後は、確実に解除することをおすすめします。

警報音表示
L1234H

電源が入っている状態で、[BUZZER]スイッチを約３秒間押すと完全消音モードになります。

－ 11 －

SENS.

使用方法

3.使用方法（つづき）
完全消音モードは、操作音および警報ブザー音とも鳴らなくなり、ＬＣＤ画面の操作音表示、警報音表示が消えます。但し、異常時の警報および電池交換警報ブザー音（使用できない状態）は鳴ります。（エラー表示 P13 および電池の交換 P15 参照）
完全消音モードを解除する場合は、再度[BUZZER]スイッチを約３秒間押してください。解除しない限り、警報ブザーの切り替え操作は受け付けません。（警報ブザーの切り替え方法 P12 参照）•

完全消音モードは、電源をＯＦＦにしても解除操作または電池交換しない限り解除されません。

警報ブザーの切り替え方法•SENS.

234H

警報音表示

本器が漏洩ガスを探知した時に鳴る警報ブザー音のみを、ＯＮ/ＯＦＦすることができます。
電源が入っている状態で[BUZZER]スイッチを押すと「ピッ」というブザー音とともに警報ブザー音のＯＮ/ＯＦＦが切り替わります。
ＬＣＤ画面の警報音表示は警報ブザー音がＯＮで点灯、ＯＦＦで消灯します。

•L
1

次に電源を投入した時、警報ブザー音のＯＮ/ＯＦＦは電源を切る前の設定状態です。但し、電池交換後はＯＮに設定されます。
完全消音モードに入っている状態では警報ブザー音
切り替え操作はできません。

L
1SENS.

2
3
4H

L
1SENS.

234H

バックライトの点灯方法
LCD 画面のバックライトは、[ZERO／RESTART PUMP／BACKLIGHT]スイッチを短く押すと30 秒間点灯します。
また、エラーが発生した場合には自動的に約 15 秒間だけ点灯します。
•バックライトは、電池使用時間を考慮して、電池残量表示が最終レベル（外枠のみ）になると点灯しない仕様になっています。

－ 12 －

エラー表示

4.エラー表示（異常警報）

ガス探知器に異常が発生すると、エラーランプが点滅し、ＬＣＤ画面にエラー表示をして、ブザーが「ピー、ピー、ピー」と鳴ります。主なエラー表示は下表の通りです。
エラー表示に従って処置を行ってください。
エラー内容

エラー表示

原因

処置

電源を投入したときに何らかのガスが介在した可能性があります。

清浄空気中で、もう一度電源を投入し直してください。数回投入し直しても、復旧しない場合は、センサ異常の可能性がありますので修理を依頼してください。

（エラーランプ点滅）

センサエラー（エラーランプ点滅）

水等を吸引したり、吸引口がふさがれた可能性があります。

ポンプエラー

水の除去等の処置（フィルタエレメントの交換 P14 参照）を行ってください。
[ZERO/RESTARTPUMP/BACKLIGHT]

スイッチを押しても同様の警報が表示される場合はポンプ故障や水等がガス探知器内部まで吸引された可能性がありますので、修理を依頼してください。

（エラーランプ点滅）

電池切れ警報

電池電圧が低下し、機器が使用できない状態です。

電池交換（電池の交換 P15参照）を行ってください。

本体異常の可能性があります。

修理を依頼してください。

（エラーランプ点滅）

本体エラー－ 13 －

消耗品の交換方法

5.消耗品の交換方法
フィルタエレメントの交換
フィルタエレメントが汚れたり濡れたり、ドレンフィルタ内に水等が溜まったりしている場合は、ドレンフィルタ内を掃除し、フィルタエレメントを新しいものに交換してください。
• 機器を動作させたままフィルタエレメントを交換しないでください。
ホコリ等の異物が機器内に入る恐れがあります。
• フィルタエレメントは正しく装着してください。ずれて装着するとフィルタの機能を満たさず、正常な探知ができなくなる可能性があります。
• フィルタケースは確実に取り付けてください。フィルタケースが緩んでいると機器内部に水等が浸入する原因となります。
• 水等がフィルタエレメントより機器本体内部まで達している場合は、修理をご依頼ください。正常な探知ができません。
• フィルタエレメントを指などで押したり、突いたりしないでください。
変形や破損により防水・防塵機能が損なわれます。

①

フィルタケースを反時計回りに回して取り外します。
• 水やほこり等がたまっている場合は、機器の内部に入らないようにご注意ください。

②

キャップ内のＯリングを取り外します。

③

フィルタエレメントを新しいものと交換します。

フィルタケースキャップ• 必要に応じて、キャップやフィルタケースの内部を乾いた布等できれいに清掃してください。水等は完全に除去し乾燥させてから新しいフィルタエレメントに交換してください。
• フィルタエレメント（FE-2）は必ずキャップとフィルタケースの間に取り付けてください。

④

Ｏリングを取り付けて、フィルタケースを元の通りに組み立てます。

－ 14 －Ｏリング

フィルタエレメント(FE-2)

ドレン
フィルタ

消耗品の交換方法

5.消耗品の交換方法（つづき）電池の交換• 必ず、単３形アルカリ乾電池（LR6）を使用してください。

ＬＣＤ画面の電池残量表示がになると残り少ない状態です。
電池電圧が低下し終止電圧になると、ＬＣＤ画面に「Ｅ-Ｂ」（電池切れ警報 P13 参照）を表示し、使用できなくなりますので電池を交換してください。
•••

電池は、２本とも同じ種類で未使用のものをお使いください。
電池交換は、２本同時におこなってください。
低温環境では、電池特性により電池使用時間が常温時より短くなります。

①レザーケースのマジックテープを外し、ファスナーを左右２箇所開けます。
②ガス探知器背面の電池蓋を開け、新しい電池（単 3 形アルカリ乾電池 2 本）を底面の表示通りに極性を合わせて入れます。
③電池蓋を閉じ、電池蓋が開かないことを確認してください。
④レザーケースの左右２箇所のファスナーを閉め、マジックテープを閉じてください。

電池蓋

マジックテープ－ 15 －

保守点検

6.保守点検本製品は精密機器です。製品の性能を維持し、安全を確保していただくためには、下記項目に従って点検を実施してください。
また、落下等の衝撃を与えた時、水濡れした時等の通常環境以外で使用された場合（「１．
はじめに」に記載している禁止事項、および「９．仕様」に記載している範囲以外での使用）には、必ず、日常点検を実施するか、定期点検（有料）をお申し付けください。

日常点検
点検項目

警報性能点検アタッチメント

フィルタエレメント
電池残量

気密確認

点検内容
ドレンフィルタのみ本体に装着した状態で電源投入および準備完了後、「3」レベルに設定し、点検ガスを 0.5 秒程度吸引させて、アラームランプ（赤）が点滅(点灯)し、警報ブザーが鳴ることを確認してください。
LCD の警報音表示が表示されていることをご確認いただいた
上で、アラームランプ（赤）が点滅しなかったり、警報ブザーが鳴らない場合は、お買い上げ店または弊社までご連絡ください。
アタッチメントに、作業上支障をきたすような摩耗・損傷がないことを確認してください。ある場合は、新しいものと交換してください。
ドレンフィルタ内のフィルタエレメントが汚れたり、濡れたり、ドレンフィルタ内に水等が溜まったりしている場合は、ドレンフィルタ内を掃除し、フィルタエレメントを新しいものに交換してください。
（フィルタエレメントの交換 P14 参照）
電池残量が少なくなっている場合には、新しい電池に交換してください。（電池の交換 P15 参照）
電源を入れ、アタッチメントの先端の吸引口をふさいで、Ｌ
ＣＤ画面に「Ｅ-Ｐ」（ポンプエラーP13 参照）が表示されることを確認してください。エラーが出たら正常ですのでポンプ復帰スイッチを押して使用してください。
エラーが出ない場合は、ドレンフィルタ部の破損、ダイヤフラムの気密不良が考えられます。部品交換または修理を依頼してください。

定期点検
機器の精度を維持するために、1 年に 1 回以上は、お買い上げ店または直接弊社に点検調整（定期点検）をお申し付けください。

－ 16 －

保守点検

6.保守点検（つづき）

主な消耗部品、交換部品およびオプション
品名

型式品番

備考

フィルタエレメント（10 枚入り）

ＦＥ－２59160022－

ドレンフィルタ

ＤＦ－１１４59070018－点検ガス

ＥＧ－１０Ｄ

59150300－

アタッチメント

ＡＴ－２Ｂ

20524489

配管、継手用20593151－

取扱説明書－ 17 －

故障とお考えになる前に7.故障とお考えになる前に修理を依頼される前に、もう一度次の表に従ってお調べください。
※操作不能となった場合は、一旦電池を全て外して、数分後に再度電池を入れ操作してください。
■ ガス探知器
症状

原因処理

参照ページ

[POWER・SENSITIVITY]スイッ
チを押しても 電源が入らない

電池の極性が逆

エラーが表示される

エラー表示を参照してください。

エラー表示
P13

完全消音モードになっている。

完全消音モードを解除する。

完全消音モ
ード P11

警報ブザーがＯＦＦになっている。

警報ブザーをＯＮにする。

警報ブザーの切り替え
方法 P12

ブザーが鳴らない

電池の寿命－ 18 －

電池を正しく入れ直す。 電池の交換
P15
電池を交換する。

保証書と登録カード

8.保証書と登録カード● 保証書と登録カード
包装箱の中には、この取扱説明書のほかに保証書と登録カードが入っています。ご購入時に販売店にて、お買い上げ店名、お買い上げ年月日を記入することになっておりますので、ご確認をお願い申し上げます。
また、登録カードは、お客様と弊社とのパイプ役として活用させていただきますので、ご面倒でも必ずご返送ください。

● 保守点検のお願い
お買い上げいただきましたガスリークディテクタは、精密機器です。精度を維持し、安全を確保していただくためには、皆様方にお願いする日常の保守点検のほかに、1年に 1 回以上は、お買い上げ店または弊社に点検調整（定期点検）をお申し付けください。
なお、日常の保守点検について不明な点は、弊社までお問い合わせください。
また、定期点検は定期点検契約により実施させていただきます。
機器の故障修理につきましては、お買い上げ店または直接弊社までご連絡ください。
（送料は、お客様負担とさせていただきます。
）● 保証について保証期間中に、取扱説明書に沿った正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

－ 19 －

仕様

9.仕様■ ガス探知器型式

XP-703DⅢ

検知対象ガス
検知原理

H2、AsH3、B2H6、SiH4、PH3
熱線型半導体式（P21 参照）

ガス採気方式

自動吸引式

検知可能漏洩量[Pa･m /s]

H2：5.07×10-7、AsH3：2.53×10-7、B2H6：1.01×10-7、SiH4：2.53×10-7
PH3：1.52×10-7

検知可能濃度H2：1.0ppm、AsH3：0.5ppm、B2H6：0.2ppm、SiH4：0.5ppm、PH3：0.3ppm

3

応答時間

１０秒以内（探知可能濃度の３倍の濃度のガスに対して）電源（定格）

単３形アルカリ乾電池（ＬＲ６）電池使用時間※1

約１２時間（単３形アルカリ乾電池、２５℃にて）

※2

２本

保護等級

ＩＰ２２相当※3

使用圧力範囲大気圧（８００～１１００ｈＰａ）

使用温湿度範囲

０～４０℃／８５％ＲＨ以下（但し、結露なきこと）

寸法

約

Ｗ３８×Ｈ１３０×Ｄ３２ｍｍ（突起部を除く）

重量

約１９０ｇ（電池、レザーケース含む）※1 電池使用時間は、環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なります。
※2 レザーケース収納状態にて。
※3 IP22 相当とは、指での機器内部の危険な場所への接近に対して保護している構造(IP2X)、および外郭が鉛直に対して両側に 15 度以内で傾斜したとき、4 位置で各 2.5 分（合計 10 分）、鉛直に落下する水滴によっても機器内部に有害な影響をおよぼさない構造(IPX2)を意味します。

－ 20 －

検知原理

10.検知原理● 熱線型半導体式センサ
ヒーターと電極を兼ねる白金線コイル上に、金属酸化物半導体を球状に焼結させた構造のセンサです。酸化物半導体表面における可燃性ガス等の吸着と酸化反応に伴う電気伝導度の変化を検出します。

－ 21 －

ＭＥＭＯ

ＭＥＭＯ

ＭＥＭＯ●この取扱説明書を紛失された場合
万一この取扱説明書を紛失された場合は、弊社、下記最寄りの支社または営業所までご連絡ください。有償にて送付いたします。
●本取扱説明書の記載内容は、改良等のため予告なく変更する場合があります。

代理店・販売店

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

XP-703DⅢT（01）1504.100