２０２０年度

技 術 報 告第１９巻

山 形 大 学 工 学 部

技 術 部

技術報告の刊行によせて
技術報告 19 巻の刊行にあたり，日頃から山形大学工学部における教育，研究，入試の支援業務はもとより，大学の重要な役割である地域貢献にも活動の場を広げておられる工学部
技術部職員各位に対し，心より感謝申し上げます。
2020 年は，世界的に拡大した新型コロナウイルスの流行により，工学部でも前期の間キャンパスを閉鎖し全面的に遠隔講義とするなどの感染予防策を講じることとなりました。技
術部の業務にも少なからぬ影響があったものと思いますが，このような困難な状況の中にあって，技術報告を取りまとめられた努力にも敬意を表します。
この度の新型コロナウイルスの蔓延は，グローバルサプライチェーンの脆弱性を直撃し，感染予防物資の深刻な不足を招いただけでなく日本の工業立国のあり方そのものにも大きな影を落としています。サプライチェーンの強靭化が求められる中，ものづくりに関わる多くの中小規模企業が立地する地方の役割も改めて見直されることになるでしょう。地域産業の支援，育成を使命とする地方国立大学工学部の果たす役割は益々重要になってきます。今年創立 110 周年を迎えた工学部では，米沢市と工学部の間で包括連携協定を締結する運びとなりました。これを契機として，地域企業への技術移転，技術指導を通じて地域との連携をより強固なものとしていくには，工学部における教育研究の現場で活躍する技術部の皆さんの力が欠かせません。引き続き工学部の運営にご協力いただきますようお願い申し上
げるとともに，技術報告にも表れている技術部各位の日々の研鑽がより一層実りあるものとなることを祈念して巻頭のあいさつといたします。
山形大学工学部 学部長 技術部長 中島健介

2020 年度 技術報告 目次
巻頭言 「技術報告の刊行によせて」 ........................................... 技術部長 中島健介
技術部活動報告2020 年度 技術部活動報告 ................................................. 統括技術長 山吉康弘

12020 年度 技術部企画室会議日誌 ............................... 企画室書記担当 堺三洋・榎本正則

22020 年度 研修部会活動報告 ............................................... 研修部会長 鈴木貴彦

62020 年度 広報部会活動報告 ............................................. 広報部会長 佐々木貴史

72020 年度 機器開発技術室活動報告 ............................................. 技術長 鈴木貴彦

82020 年度 情報技術室活動報告 ................................................. 技術長 榎本正則

92020 年度 機器分析技術室活動報告 ................................... 技術長 松葉滋・佐々木貴史

102020 年度 計測技術室活動報告 ......................................... 技術長 大竹哲也・堺三洋

112020 年度 技術部各種委員会委員名簿 ............................................................. 122020 年度 技術部組織図 ......................................................................... 13

東北地区国立大学法人等技術職員研修報告
令和２年度東北地区国立大学法人等技術職員研修報告 ...................................... 堺三洋

14

令和２年度東北地区国立大学法人等技術職員研修報告 ................................... 佐々木貴史

15

令和２年度東北地区国立大学法人等技術職員研修報告 ..................................... 水野善幸

16

令和２年度東北地区国立大学法人等技術職員研修報告 ..................................... 水沼里美

17

令和２年度東北地区国立大学法人等技術職員研修 技術発表会要旨 ............................ 堺三洋

18

令和２年度東北地区国立大学法人等技術職員研修 技術発表会要旨 ....................... 佐々木貴史

20

令和元年度

日本学術振興会

科学研究費助成事業（奨励研究）

脆弱な細胞の三次元操作を可能とする柔軟な指先を持つマイクロハンドの開発 ............. 川口敏史

22

固体試料に最適化した多元分光評価装置の構築 ........................................ 伊藤雄太

24

個別研修報告機器共用におけるデータの蓄積・利活用 講習会 .......................................... 伊藤雄太

28

第 35 回元素分析技術研究会 ............................................................ 水沼里美

29

第 46 回分析機器 NMR ユーザーズミーティング .............................................. 水口敬30

個別研修報告書_熱分析オンライン Live セミナー ......................................... 相澤悠樹

31

個別研修報告書_レオロジーオンライン Live セミナー ..................................... 相澤悠樹

32

総合技術研究会 2021 東北大学（オンライン開催） ....................................... 山吉康弘

33

総合技術研究会 2021 東北大学（オンライン開催） ....................................... 増田純平

34

総合技術研究会 2021 東北大学（オンライン開催） ....................................... 川口敏史

35

総合技術研究会 2021 東北大学（オンライン開催） ......................................... 堺三洋

36

総合技術研究会 2021 技術発表会（オンライン開催）要旨 ................................... 堺三洋

37

実験・実習技術研究会 2020 鹿児島大学

39

発表要旨 ....................................... 山吉康弘

環境・安全衛生管理活動報告2020 年度 環境・安全衛生管理活動報告 ............................ 環境・安全衛生担当

鈴木泰彦

40

高畠町 かめおか秋まつり「理科工作・実験教室」 実施報告 ................... 地域連携担当 松葉滋

42

地域貢献活動報告2020 年度

活動実績リスト ..................................................................

43

編集後記 ........................................................................... 広報部会

45

技術部活動報告
・技術部活動報告・技術部企画室会議日誌(2020年4月～2021年3月)

・研修部会活動報告
・広報部会活動報告
・機器開発技術室活動報告
・情報技術室活動報告
・機器分析技術室活動報告
・計測技術室活動報告
・技術部各種委員会委員名簿
・技術部組織図2020 年度技術部活動報告
統括技術長
１．技術部の体制
昨年度末に正職員 4 名が定年を迎え，1 名
が自己都合退職，また，継続雇用職員 2 名が雇用上限年齢により退職した。今年度は定年退職者 4 名が継続雇用で技術部に残っていただいたが 3 年連続して新規採用がなかったため，正職員が 5 名減の 31 名，継続雇用
職員が 2 名増の 10 名の，総勢で 3 名減の 41
名の体制になった。内，正職員 1 名は今年度から 2 年間の予定で，新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）に出向中である。
7 名の技術長で構成する企画室会議は，定年退職による 2 名の退任に伴い，統括技術長と副統括技術長 1 名が交代，情報技術室と計測技術室（電気・電子分野）の技術長が新任で加わり，新体制になった。
２．新型コロナウイルスの影響
今年度の技術部の活動は昨年度末から感染拡大が収まらない新型コロナウイルスの影響を大きく受けた。例年集合形式で行っている技術職員研修及び技術談話会は，感染拡大防止の観点からいずれも中止とした。個別研修は，オンライン形式の講習会や研究会等への参加で合計 7 件と例年の半減以下の実施となった。地域貢献活動は，本学部共催の科学フェスティバルが中止になった他に，技術部主催の一般市民向けの体験塾も中止とした。小学生向けの理科工作・実験教室も依頼が少なく，活動制限が緩和された 10 月に
屋外での実施 1 回と例年になく少ない活動になった。その他に，各技術室においては，
共同利用の各種機器・装置への感染防止対策，支援研究室においては教育・研究活動での教員や学生との密の回避や消毒等，例年にない対応を迫られた。また，学生実験・実習業務
においては，オンライン実施用のテキストの作成や対面実施時の消毒の徹底や距離の確保等の感染防止対策の対応に追われた。月 1回の技術長による会議は，7 月まではオンラインで開催したが，9 月からは，消毒，部屋の換気，距離の確保等の対策を講じて対面で

1

山吉康弘

行った。コロナの終息はおろか収束も未だに不透明な中，今後の技術部の活動にはこれまでの慣例に囚われない新たな形式を取り入れるなど，柔軟な対応が必要であろう。
３．部屋の移転
1 号館の解体に伴い総合技術室が 7 月に 2
号館 3 階に移転し，2 室から 1 室に集約された。会議兼資料保管スペースにはプロジェク
タの他に Wi-Fi 機器や無線 HDMI 送受信機を整備し，会議の他に少人数の発表会等にも利用可能にした。ガラス細工のスペースには
作業効率向上と熱中症予防のためスポット
クーラーを導入し作業環境の改善を図った。
４．技術部職員数の推移と見通し
技術部の人数は法人化（2004 年度）以降，計画的な新規採用と継続雇用制度によって 2016年度まで約 50 名を超える数を保っていたが，それ以降は減少が続き，2015 年度からの 5 年間で 14 名の減となった。その要因には若手教員の比率向上を目的とした学長令による技術
職員の不補充と自己都合退職者の増加が挙げられる。2015 年度以降は雇用上限年齢退職の他に 9 名が自己都合で離職しており（5 名が教員転職），このような予期しない退職は業務の継続性や技術の継承の点で非常に影響が大きい。特に機械実習・実験では，担当の技術職員の減少が著しく負担が増しているため，技術部長と当該教育プログラム長に負担軽減の措置を求めた。また，技術部長には早期の採用凍結
解除と人員補充を学長に対して強く求めていただくように申し入れを行った。2022 年度から建築・デザイン学科が米沢キャンパスで教育・研究を行う予定になっている中で，雇用上限年齢のみを考慮しただけで今後 5 年間に 9名が退職する見通しであり，個人の業務負担と人員補充の必要性がより一層増す状況にある。
５．謝辞
今年度末で 3 名の継続雇用職員がご退職で技術部を去られる。長年に渡り技術部に多大な貢献をいただいた佐竹忠昭氏，鈴木勝人氏，佐藤典子氏に感謝申し上げる。

2020 年度 技術部企画室会議日誌（2020 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日）

技術部企画室書記担当 堺三洋，榎本正則
１．はじめに料システム研究科教員・米沢工業会教育研究奨励事業

2020 年度に開催された企画室会議のアウトラインを記す。詳しくは配布済みの議事録を参照されたい。

募集要項 ３．研修部会報告 ・個別研修の応募 ４．広報部会報告 ・技術報告書のホームページアップロー
ド ５．地域連携報告 ６．総務会計報告 ・各技術室へ

2020 年度第 1 回技術部企画室会議の配分金額 ７．専門分野技術室関連報告 ８．その他

日時：2020 年 4 月 2 日（木） 9：20～10：10

１）安全衛生委員会（4/28） Ｂ：審議事項：なし Ｃ：連絡Ａ．報告事項：１．臨時米沢キャンパス運営会議報告

事項：1．外部機関技術報告集等 2．人事異動の通知（3/31） Ｉ．協議事項：1．新型コロナウイルス感染拡大

3．学生の研究活動の再開への対応 ２．2020 年度技術部組織 ３．各種届出決済
者割振表 Ｂ．審議事項：１．2020 年度技術部役割分担
Ｃ．連絡事項： １．研究支援業務依頼書（様式２）2020 年度第 4 回技術部企画室会議

２．

日時：2020 年 6 月 18 日（木）9:00～10:00

2019 年度技術報告書 ３．他機関の技術報告等

Ａ．報告事項：１．米沢キャンパス運営会議報告（6/16） Ⅰ．協議事項：２．教員スペース ４．令和2020 年度第 2 回技術部企画室会議

元年度決算書（案） ５．令和２年度予算配分要項

日時：2020 年 4 月 23 日（木）9:00～10:00

及び予算配分（案） Ⅱ．報告事項：２．令和２年度

Ａ:報告事項：１．米沢キャ ンパス運営会議報告

科研費助成事業採択状況 ４．米沢キャンパスに（4/21）Ⅰ．協議事項：５．各種会議の実施方法 ６．

おける新型コロナウイルス感染症への対応

米沢キャンパスにおける新型コロナウイルス蔓延を

５．

基幹・環境整備（排水設備）工事に伴う入構規制防ぐための対応 Ⅱ．報告事項：１．令和２年度各

２．工学部運営会議報告（6/16） Ⅰ．協議事項：１．

種委員会委員 ２．教育研究評議会からの報告 ２．

工学部バーチャルオープンキャンパスの実施 ８．

工学部運営会議報告（4/21） Ⅱ．報告事項：３．令1 年生米沢キャンパス研究室見学の実施 ９．後期

和２年度工学部入試関係予定表 Ⅲ．その他 ・中授業の実施 その他 ・改修中の 8 号館 ・科学フェ島キャンパス長より ・野々村副学部長より ３．研修

スティバル ３．研修部会報告 ・前期募集締切 ４．

部会報告：夏の集合研修は延期の予定 ４．広報広報部会報告 ・他機関から送付される技術報告

部会報告：技術報告集 ５．地域連携報告：６．専門の目次配信 ５．地域連携報告 ・今年度の体験塾

分野技術室関連報告：坂原聖士の令和２年度科研実施 ・学園都市の助成申請締切 ６．総務会計報費奨励研究が交付内定 ７．その他 １）技術部予

告 ７．専門分野技術室関連報告 （情報技術室）

算

ホームページ保守 4 件 ８. その他 １）業務依頼書の承認 ２）ものづくりセンター運営委員会報告 ３）2020 年度第 3 回技術部企画室会議

技術部部屋移転（現在 1-303 および 304 室） ４）

日時：2020 年 5 月 21 日（木）9:00〜9:30

令和 2 年度東北地区技術職員研修 ５）10 号館火Ａ:報告事項：１．米沢キャンパス運営会議報告（5/19）

災状況報告 Ｂ．審議事項：１）米沢工業会研修会

I．協議事項：4．米沢キャンパスにおける新型コロナウ

参加助成申請イルス蔓延を防ぐための対応 ２．工学部運営会議報告（5/19） I．協議事項：8．2020 年 6 月以降の登校日
II．報告事項：2．大学院理工学研究科（工学系）・有機材

2

2020 年度第 5 回技術部企画室会議

要項（追加募集） ８．後期学年歴 Ⅱ．報告事項：

日時：2020 年 7 月 27 日（月）9:00～10:00

６．後期授業の実施方法 Ⅲ．その他 １．令和２年

Ａ．報告事項：１．米沢キャンパス運営会議報告

度吾妻祭中止 ３．研修部会報告 ・個別研修申込（7/21） I．協議事項：6．山形大学工学部の研究活

状況 ４．広報部会報告 ・今年度の技術報告集内動における行動規範に関する規程の改正 II．報告

容 ５．地域連携報告 ・理科実験教室問合わせ

事項：５．8 号館工事中の避難動線 III．その他： 1．

６．総務会計報告 ・技術予算金額反映 ・構内電

米沢キャンパスにおける新型コロナウイルス蔓延を話番号簿の修正 ７．専門分野技術室関連報告 ８.

防ぐための対応 2．6 月 17 日発生の火災に関するその他 １）東北地区国立大学法人等技術職員研対応状況 3．ケヤキ並木の伐採検討 ２．工学部

修 ２）スポットクーラ設置(2-309 室） ３）科研費奨運営会議報告（6/16） II．報告事項： １．新型コロ励研究の公募 ４）後期フレックスコース授業担当

ナウイルス感染症対策に伴う試験実施上の配慮等

調査 ５）総合技術研究会（2021 年 3 月東北大） Ｃ．

2．令和 3 年度大学院博士前期課程入学試験 3．

連絡事項：１．外部機関技術報告集等 ２．2-309 室

令和 2 年度工学部入試関係予定表

エアコン更新工事

6．後期授業の実施方法 7 ．建築・デザイン学科に係る履修地の変更 ３．研修部会報告 ４．広報部会報告 ５．

2020 年度第 7 回技術部企画室会議

地域連携報告 ・「身近な技術」体験塾は開催中

日時：2020 年 10 月 22 日（木）9:00～10:00

止 ・学園都市推進協議会支援協力金申請は行わ

Ａ．報告事項：１．米沢キャンパス運営会議報告ない ６．総務会計報告 ７．専門分野技術室関連（10/20） Ⅰ．協議事項：4．米沢キャンパスにおけ

報告 ８. その他 １）安全衛生委員会報告（6/19、

る新型コロナウイルス感染疑いに対する対応

7/16） ２）薬品管理ワーキンググループ報告(6/19)

冬期間の空調の温度設定 Ⅲ．その他 2．防災訓

３）科学フェスティバル実行委員会報告（6/25 持ち練の実施 ２．工学部運営会議報告（10/22）

回り） ４）共同機器分析センター会議構成員 ５）

Ⅰ．協議事項：4．令和 2 年度学位記授与式の実施

技術部部屋移転 ６）令和 2 年度東北地区技術職

方法 11．令和 3 年度一般選抜前期日程試験にお員研修 ７）令和 3 年度科学技術分野の文部科学

ける入構規制等 13．令和 3 年度学部入学試験が大臣表彰研究支援賞の推薦 Ｂ．審議事項：１．

実施できない場合の対応 ３．研修部会報告 ・後2020 年度 技術部予算配分 C.連絡事項：１．外部期個別研修申込み 2 件 ４．広報部会報告 ・2020

機関技術報告集等 ２．オープンキャンパスの準備

年度の技術報告集の単年度発刊を検討中 ・技術

協力 ３．休日の構内停電対応の手続き

報告集個人業績を掲載する方向で検討中 ５．地３．

域連携報告 ・10/18(日)に理科実験教室を、「かめ2020 年度第 6 回技術部企画室会議

おか秋まつり」の亀岡地区公民館屋外テントで開日時：2020 年 9 月 17 日（木）9:00～10:00

催 ６．総務会計報告 ７．専門分野技術室関連報

Ａ．報告事項：１．米沢キャンパス運営会議報告

告 ８. その他： １）9/23 共同機器分析センター（9/15） Ⅰ．協議事項： ２．山形大学工学部共同

機器の予約に関する打合せ 2）フレックスコース授

機器分析センター規程の一部改正

３．米沢キャ

業に伴う勤務時間割り振り 3）個人調書追加分 C.

ンパスの構内整備 ４．令和 3 年度以降の電子ジャ連絡事項 １．外部機関技術報告集等 ２．2-309

ーナル購読検討 Ⅱ．報告事項： ２．大学院改組

室エアコン工事

３．薬品管理支援システム導入 ６．令和 2 年度科
研費採択状況 Ⅲ．その他 １．新型コロナウイルス2020 年度第 8 回技術部企画室会議

蔓延を防ぐための対応 ２．工学部運営会議報告

日時：2020 年 11 月 19 日（木）9:00～9:40（9/15） Ⅰ．協議事項：５．令和 2 年度秋季学生大Ａ．報告事項：１．米沢キャンパス運営会議報告

会に伴う休講措置 ７．令和３年度大学院理工学研（11/17） Ⅰ．協議事項：２．薬品管理システムサー

究科博士前期課程（機械システム工学専攻）及びバーの学術情報基盤センター設置に関する申し合有機材料システム研究科博士前期課程学生募集

わせ ３．令和 2 年度補正予算（案） ４．学内無線

3

LAN アクセスアクセスポイント（AP）の一部撤去

度技術部補正予算（案）が提出され承認 Ｃ．連絡

５．国際事業化研究センター実験室等の利用に関事項：１．外部機関技術報告集等する申し合わせ ６．令和 3 年度大学入試共通テス
ト及び一般選抜後期日程試験の入構規制等

2020 年度第 10 回技術部企画室会議

Ⅱ．報告事項：２．AI デザイン研究推進センターの日時：2021 年 1 月 21 日（木）9:00～9:30

設置に係る検討状況 ３．2020 年度受託研究・共Ａ．報告事項：１．米沢キャンパス運営会議報告

同研究・奨学寄附金・学術指導受入れ（1/19） Ⅰ．協議事項：３．キャンパス周辺での喫Ⅲ．その他：１．米沢キャンパスにおける新型コロナ

煙に関する苦情について ４．情報基盤センターのウイルス蔓延を防ぐための対応 ３．令和 2 年度のセキュリティインシデント対応について ５．施設整決算 ２．工学部運営会議報告（11/17）

備要求について Ⅱ．報告事項：２．2020 年度受託

Ⅱ．報告事項：７．山形大学入学者選抜試験実施

研究・共同研究・奨学寄附金・学術指導の受入にガイドラインの一部改正 ８．大学院理工学研究科

ついて Ⅲ．その他：１．第 31 回新型コロナウイルス（工学系）・有機材料システム研究科教職員・米沢に係る総合対策本部会議を受けての米沢キャンパ

工業会教育研究奨励事業募集要項 ３．研修部会

スにおける対応について ２．工学部運営会議報

報告 ４．広報部会報告 ５．地域連携報告 ６．総

告 1/19 分 Ⅰ.協議事項：２．令和３年度の保護者

務会計報告 ７．専門分野技術室関連報告 ８. そ会について ５．令和３年度の非常勤講師採用につの他：１）薬品管理支援システム（IASO）のサーバ運いて ８．次年度以降の新入生米沢キャンパス研究用担当者 ２）意向調書提出 ３）建築デザイン学科,室見学の実施について ９．令和３年度オリエンテ

システム創成学科入試誘導員 ４）大学入学共通テーションの実施について ３．研修部会報告 ４．広スト等の入試業務への協力 Ｃ．連絡事項：１．外部報部会報告 ５．地域連携報告 ６．総務会計報告

機関技術報告集等 ２．総合技術研究会２０２１に７．専門分野技術室関連報告 ８. その他：１）令和

ついて

２年度東北地区国立大学法人等技術職員研修の報告 ２）技術部長との懇談会報告 Ｃ．連絡事項：

2020 年度第 9 回技術部企画室会議

１．感染防止対策の徹底について ２．一般選抜整

日時：2020 年 12 月 17 日（木）9:00～9:40

理員説明会について

Ａ．報告事項：１．米沢キャンパス運営会議（メールでの持ち回り）報告（12/4） Ⅰ．協議事項：1．各種2020 年度第 11 回技術部企画室会議

試験等におけるキャンパスへの入構規制

日時：2020 年 2 月 18 日（木）9:00～9:40

２．米沢キャンパス運営会議報告（12/15）

Ａ．報告事項：１．米沢キャンパス運営会議報告

Ⅲ．その他：1．第 30 回新型コロナウイルスに係る総（2/16） Ⅰ．協議事項：8．施設設備要求について

合対策本部会議を受けての米沢キャンパスにおけ（案） Ⅱ．報告事項：２．2020 年度受託研究・共同

る対応 ３．工学部運営会議報告（12/15） Ⅰ．協研究・奨学寄附金・学術指導の受入について

議事項 3．令和 3 年度以降の授業時間 ４．研修

２．工学部運営会議報告（2/16） Ⅰ．協議事項：

部会報告 ・個別研修後期追加分 4 件承認、計 7

６．令和３年度学年暦（案）について Ⅱ．報告事件（全てオンライン） ・今年度の集合研修・談話会

項：６．学位記授与式の実施方法について ３．研中止 ５．広報部会報告 ・技術報告集の目次と個修部会報告 ４．広報部会報告 ５．地域連携報告

人業績の項目を検討 ６．地域連携報告 ７．総務

６．総務会計報告 ７．専門分野技術室関連報告

会計報告 ・工業会から会費納入案内 ８．専門分

８. その他：1）安全衛生委員会報告（2/12 オンライ

野技術室関連報告 ９. その他：1）11/20 安全衛ン） 2）一般選抜前期日程試験に関わる業務割当

生委員会開催 2）総合型選抜Ⅲ（建築・デザインについて Ｃ．連絡事項：１．外部機関技術報告集

学科）受験者誘導業務の解除 3）共通テスト整理

等

員割当 4）東北地区国立大学法人等各種研修 Ｂ．
審議事項：１．2020 年度技術部補正予算 ・2020 年

42020 年度第 12 回技術部企画室会議
日時：2021 年 3 月 18 日（木）9:00～9:50
議事：Ａ．報告事項１．米沢キャンパス運営会議報告（3/16） Ⅰ．協議事項： ３．令和３年度各種委員
会委員について（案） 10．令和３年度予算関係審
議等日程について（案） 11.令和３年度米沢キャンパス予算配分の基本的な考え方（案） Ⅱ．報告事項： ３．薬品管理システム IASO の運用について
４．2020 年度受託研究・共同研究・奨学寄附金・学術指導の受入について ７．８号館使用開始スケジ
ュールについて ９．労働管理研修の実施について Ⅲ．その他：１．第 33 回新型コロナウイルスに係る総合対策本部会議を受けての米沢キャンパスにおける対応について
２．工学部運営会議報告 3/16 分・なし ３．研修部会報告 ４．広報部会報告 ５．地域連携報告 ６．
総務会計報告 ７．専門分野技術室関連報告 ８.
その他：１）総合技術研究会 2021 東北大学(3/3～
3/5）参加状況について ２）科学系学生実験メー
ルングリストについて Ｂ．審議事項
・なし Ｃ．連絡事項 １．外部機関技術報告集等
２．居室、電話番号の確認について ３．2021 年度
業務依頼書、業務報告書提出について5

2020(R2)年度 研修部会活動報告
部会長

鈴木貴彦

ってより現実に近い体験ができるようになれ
１．活動体制ば、将来的には本当に人が集まる必要がなく
本年度の研修部会は、小職を含めた前年度
なるのかもしれない。しかしそれでも実際にのメンバーが任期 2 年を終えたことにより全
人と人が集合して同じ空間と時間を共有する員が改選となる予定であったが、このままでことは、オンラインでは得られない貴重な体は部会長・副部会長ともに研修部会の未経験
験をもたらすものと考える。次年度は状況が者となってしまうので、小職のみが部会長と改善して従来通りの研修が行えることを願う。
して残留した。そして新たに企画室メンバー(技術長)となられた堺氏に研修部会の業務を
４．集合研修引き継ぎながら活動することとなった。また
例年9月下旬に、集合研修(技術発表会)を説明するまでもなく、人の移動と集合が生じ開催してきた。本年度の開催についてはオン
ざるを得ない研修という活動に対して今回のライン開催や、状況が許せば対面形式での開コロナ禍は壊滅的な影響を与えており、よっ催を検討したが、学生実験・実習のリモートて本年度の当部会の活動は極めて限定的にな授業対応に忙しい職員もおり、開催を断行す
らざるを得なかった。以下、本年度の研修部
ると多くの職員に負担をかけることが懸念さ会の活動内容を報告する。
れたため、最終的には開催中止を決定した。
２．研修部会委員
５．技術談話会部会長
鈴木貴彦（企画室会議,技術長）
本年度は定年退職者もなく、また集合研修
副部会長 堺 三洋（企画室会議,技術長）の開催もままならない状況であったため、技委 員 井元 滝（機器開発技術室）
術談話会は開催しなかった。
高橋尚矢（情報技術室）
６．2020(R2)年度 研修部会活動記録
水野善幸（機器分析技術室）
以下は本年度の主な活動内容である。
根本昭彦，佐藤伸一（計測技術室）
・3 月 27 日 前期個別研修 締切(応募なし)
３．個別研修・4 月 23 日 集合研修の開催中止決定
昨年度の個別研修を振り返ってみると、・6 月 1 日
前期個別研修追加募集 開始
2020 年 1 月以降に予定されていた各種セミナ
・6 月 30 日 前期個別研修追加募集 締切
ー等は全て中止となり、そして 4 月以降は、(応募なし)
それまで定期的に開催されてきた学会も含め
・9 月 8 日
後期個別研修募集 開始て全てオンライン開催に切り替わった。当然・9 月 30 日 後期個別研修募集 締切のことながら個別研修に申し込みのあった各(応募 3 件、全て承認)
種セミナー等は全てオンライン開催となり、・9 月
集合研修(技術発表会) 中止
前期は0 件、後期は9 件の申し込みがあった。
今回のコロナ禍によってやむを得ずオンラ
・11 月 20 日 後期個別研修追加募集 開始
イン開催となったことを考えるに、確かに講・12 月 11 日 後期個別研修追加募集 締切
演者の話を聞く、質疑応答を行う、だけであ(応募 6 件、全て承認)
れば、これまでの対面型？と比較してもさほ
・3 月 15 日 次年度前期個別研修募集 開始
ど変わらない効果が得られるのかもしれない。
・3 月
技術談話会 中止
さらにバーチャルリアリティ技術の進歩によ以上

62020 年度 広報部会活動報告
山形大学工学部 技術部広報部会 佐々木 貴史
2020/05/21「技術部職員研修ページ」に２０１９年（令和元年度）を追加しました。

１．運営体制
今年度は、鈴木秀茂部会長の定年退職および部会員の任期満了に伴って大幅にメンバーが改編された。本年度の広報部会メンバーを下記に示す。
部会長
佐々木 貴史副部会長 榎本 正則
委員
鈴木 裕幸
伊藤 雄太
川口 敏史

2020/05/21「科学研究費（奨励研究）ページ」に令和２年度（2020）を追加しました。

機器分析技術室技術長
計測技術室技術長
情報技術室
機器分析技術室
計測技術室

2020/10/26
理科工作・実験教室 かめおか秋まつり実施報告（2020/10/18 開催、高畠町亀岡地区公民館）

２．活動報告2020/11/13
学内限定ページ“◇ 技術部組織内規等”下段の“山形大学工学部技術部研修実施要項”のファイ
ルアップロードとリンクの修正および“役員人選申し合わせ事項”の追記

本年度の広報部会における主な活動に関して以下に報告する。
2-1. 技術部ホームページの更新・運用業務
技術部ホームページの更新作業は、鈴木裕幸氏が担当した。

2-2. 科学フェスティバルガイドブック担当業務
本年度はコロナウイルス感染防止の観点からイベントが中止となり、上記業務は実施しなかった。
2-3. 技術報告担当業務
部会委員によって上記報告書の編集および校閲作業を実施した。2020 年５月に報告書を技術部
ホームページから Web 配信する予定である。

３．謝辞
コロナウイルスの影響で業務スケジュールの大幅な変更を余儀なくされたにもかかわらず、技術

図 1.技術部 HP
主な更新項目は下記のとおりである。

報告にご寄稿いただきましてありがとうございました。また、校閲や編集に協力下さいました広報部会委員の皆さまにこの場をお借りしまして深く

お知らせ一覧
2020/04/01「技術支援・技術相談」の分析料金 pdf ファイルを差し替えました。

お礼申し上げます。

2020/04/01「学内限定ページ」内の書式、文書ファイル類を一部差し替えました。

7

2020 年度 機器開発技術室活動報告
山形大学工学部 技術部機器開発技術室 鈴木貴彦
１．運営体制の概要

減するほど大きく減少していないことから、むし

本年度の機器開発技術室には、昨年度を以ってろ厳しい環境に置かれながらも可能な限り平常時

機械システム工学科の再雇用職員 1 名が再雇用終と変わらない教育・研究活動を継続していたとい了となったことにより、1 名減の 5 名の職員が所う解釈である。もちろん当学部でも本年度前期の属している(表 1)。

授業は、実験・実習も含めて全てオンラインでの

表 1 業務分野別の人員配置の内訳実施となった。ただし、オンライン授業となった

ものづくりセンターのは 1～3 年生までのいわゆる学部生であり、研究

常駐

協力職員

室に配属されている 4 年生と大学院生は感染対策

支援

機械

(1) 2

(3) 2

に気を使いながらも研究活動は例年通り続けてお

学科

電気

(2) 0

(4) 1

り、そしてものづくりセンターを利用するのは主に研究室配属後の 4 年生以上の学生であることか

表 1 中、ものづくりセンターに常駐して機械加ら、実はオンライン授業となった影響はそれほど工の依頼を受けたり、学生が自ら工作機械を操作

大きくはなかったといえるのかもしれない。また、して加工する際に指導を行うことを主業務とする

後期から原則として実験・実習も対面形式に戻っ

常駐職員(センター系)は 2 名(1)である。また、主たことも要因の一つと考えられる。

たる業務が機械システム工学科の研究室での研究支援である協力職員(教室系)が 2 名(3)である。そ

例年であればものづくりセンターが主催して、してこれら 4 名(1)(3)の職員は、同時に機械システ「ものづくりセンター加工技術研修」と称してセンター内の工作機械類の使用を希望する教職員・ム工学科の学生実験・実習も担当している。なお、学生に対して安全教育と実習を兼ねた研修を開催

小職(4)は情報・エレクトロニクス学科(電気系)のしてきたが、機械加工の指導においてはどうして研究室に常駐し、ものづくりセンターに対してはも指導者と受講生との近接が避けられないために、協力職員という立場にある。

本年度は中止とせざるを得なかった。また、本年

２．ものづくりセンター運営

度は冬季間のコロナ感染拡大を懸念して、冬季間

上述の通り、ものづくりセンターの運営は常駐の実験・実習を避けるために、例外的に後期の機

職員 2 名(1)が主体となって日常の各種業務を行っ械工作実習を夏休み期間中の 9 月から前倒しで実ている。2020 年 4 月～2021 年 2 月末までの工作機施する授業計画が組まれていた。そのため本研修

械利用総時間は 2,563 時間(前年度比-358 時間の開催時期と重なることとなり、これも加工技術(-12%))であった。その中で工作依頼については

研修開催中止の大きな要因となった。

104 件(前年度比-60 件(-37%))，438 時間(前年度

３．教育プログラム支援

比-116 時間(-21%))であった。

各職員の分野別の配置は表 1 の通りであるが、本年度のものづくりセンター利用時間と工作依

近年は技術職員の採用停止措置により定年退職者

頼件数を前年度と比較すると、明らかに減少してが生じても新規採用ができなくなっており、特にいることがわかる。これは年度始めから予想され機械系の実験・実習を担当している 4 名(1)(3)の負ていた結果ではあるが、集計結果という客観的な担が年々重くなっている問題がある。このままでデータを目にすると、改めてコロナ禍の影響の大は実験・実習担当者が不在となるテーマも生じる。

きさを認識せざるを得なかった。

よって速やかに技術職員の新規採用を再開し、担

しかし一方で、全く逆の見方もできるかもしれ当職員の負担減と技術の継承を行う必要がある。

ない。それは上述の利用時間と依頼工作件数が半8

２０２０年度 情報技術室活動報告
山形大学工学部 技術部情報技術室 榎本正則
１．はじめにの参加人数を管理しそのオンライン URL を登録したメールに送信するなどのフォームとなった。

情報技術室は情報処理システム分野および情報メディアコンテンツ分野における高度に専門的な技術業務及び技術開発を行っている。メンバ
ーは 3 月に鈴木(秀)技術長が退職されたが継続雇用となり引き続き 10 名（榎本、三浦、菊地、
相澤、鈴木(裕)、高橋、佐藤、鈴木(勝)、石谷、鈴木(秀)）での活動をしている。

２．主な活動
情報技術室では学内から Web サイトの制作・更新・保守および映像制作・撮影などメディア・コ
ンテンツ制作・開発の技術支援業務の依頼を有償（技術料の振替払い）にて実施している。今年度
は下記業務を実施した。
1) Web サイトの制作・更新業務① Web サイトの保守作業
以下の 4 拠点より業務依頼を受けホームページの保守作業を行っている。
・インクジェット開発センター
・イノベーションセンター（INOEL ,YU-FLEC ,YU-FIC）・オープンイノベーション推進本部
・山形大学図書館保守の内容は以下の項目を実施
・WordPress
コアアップデート（年 1 回）
プラグインアップデート（年 1 回）
・バックアップ（月 1 回）の実施
・テストサーバーによる Web サイト検証
・メール・電話でのサポート及び相談の対応
WordPress アップデートは 9 月末に実施し、中間報告書を提出済みである。３月のバックアップ後には最終報告書を提出予定。技術的な問い合わせは３件あり。
② Web 申し込みフォームの制作
企画総務課よりオープンキャンパスでの申込み
フォームの制作依頼があった。今年度のオープン
キャンパスは新型コロナ感染拡大防止のためバーチャル・オンライン開催となったため、例年通りの申し込みフォームではなく、選択した学科相談や模擬講義などのイベント(主 Zoom での開催）③ Web サイトの変更・追加
主に上記にある４拠点より HP の変更・追加などの依頼を 8 件受けた。
2) 映像制作・撮影
今年度は軒並みイベントが中止となり撮影・編集の依頼が全くなかった。
現時点で学位記授与式の撮影・編集の依頼があり準備中である。

３．自己研鑽
例年であれば 11 月開催の AdobeMAX や 2 月
開催の CP+に出向き参加するが、今年度は共にオンライン開催となったため各自登録し受講した。

４．来年度の活動
上記業務のほかに情報技術室で所有しているドローン（３機）を活用して重要文化財の３D マッピング化を予定している。

9

２０２０年度

機器分析技術室の活動報告

山形大学工学部 技術部 機器分析技術室 松葉 滋，佐々木 貴史
佐々木（口頭発表），水野，水沼が参加しました。

１． 構成スタッフ
３年にわたり統括技術長を務められた佐藤和昭さんが継続雇用となり機器分析技術室の一員として対応して頂けることになりました。
４月１日より藤原さんが NEDO へ出向，石神さんは助教へ異動したため今年度のメンバーは８名（松葉，佐々木，水野，水沼，佐藤翼，伊藤，佐竹，佐藤和昭）の構成となっています。
新型コロナ感染対策のため毎週月曜日の会
議は開催せずメール等で業務連絡を取り合う
こととしました。

６． 依頼分析業務
今年度は学外１０件，学内９件の依頼分析を実施しました。
７． 地域貢献
技術部地域連携が担当するおとなのものづ
くり「身近な技術」の体験塾は中止となりましたが１０月に屋外での「理科工作・実験教室」の依頼があり新型コロナ感染対策を行い実施されました。技術室からは佐藤和昭と松葉の２名が参加しました。

２． 学内の共通機器の維持管理
今年度は，新規および更新として導入された装置はありませんが，日常業務として担当装置の維持管理と技術指導を行っています。また新型コロナ感染対策として各部屋の消毒，換気および入室制限を行いました。
３． ２０２０年度学内機器分析講習会― アドバンスコース ―
例年実施している夏期期間中の学内機器分
析講習会（各機器担当者が個別に測定技術を指導するアドバンスコース・９コース）は密になることから中止としました。それに代わり少人数の講習会を必要に応じて開催しました。
４． 科研費等獲得と資格取得
佐々木が新規の受託研究を受け入れました。佐藤翼が第一種衛生管理者免許を取得しました。
５． 自己研鑽
８月２５日～２７日に開催された２０２０
年度東北地区国立大学法人等技術職員研修に10

2020 年度 計測技術室活動報告
堺 三洋，大竹 哲也
１．はじめに・水口： 共同分析機器（NMR）の管理

2020 年度は新型コロナウイルス（COVID-19）感・近野： 安全衛生管理業務（米沢事業所担当）

染防止対策により活動が著しく制限されていること

・村上： 技術部地域連携担当

から夏期セミナー，出張を伴う個別研修，子供向け

５．トピックス

理科工作・実験教室などを中止した。よって本報告

・殺菌ランプ（波長 254nm：以下 UVC と記す）

は簡素な内容になっていることをご理解頂ければ強度測定についてと思う。

電気電子分野では、下記の UVC ランプと計測器

２．構成スタッフを購入し UVC 空間分布強度基礎データ取得のた計測技術室は「電気・電子」分野と「化学・物理,機め実験の準備を進めている。

械,バイオ」分野の 2 グループで構成されており人員【目的】市販 UVC ランプを用いた新型コロナウイル

数は 14 名である。本年度は高倉，荒井の 2 名が電スの効果的な殺菌方法を検討する。

気電子分野からバイオ分野に異動した。また山吉【計測技術室予算で購入した物品】

が統括技術長に就任し技術室から転出したため 11）市販 UVC ランプ 10W 型，20W 型

名減となった。以下にスタッフ担当分野を記す。

2）UVC 強度計（マザーツール：型式 YK-37UVSD）[化学・物理分野]：大竹,水口,菊地（守），村上【UVC ランプ導入事例】[バイオ分野]：坂原,高倉,荒井

1）函館五稜郭病院（型式 UVDI-360）[機械分野]：根本,近野

2）福岡大学病院（型式 UVDI-360）[電気・電子分野]：堺,川口,増田,佐藤（伸）,佐藤（典）【UVC 強度エビデンスデータ】

上記に示す多様な分野の研究支援や学生実験，

シグニファイジャパンは、プレスリリースにておよび学内共通業務を受け持つ技術室である。

SARS-COV-2 ウ イ ル ス に 対 し て UVC 照 射 量

３．自己研鑽

5mJ/cm2 を６秒間で 99％減少，更に 22ｍJ/cm2 を

1）科研費奨励研究採択（1 件） 坂原

22 秒間照射すると 99.9999％減少すると報告して

2）学会発表（1 件） 坂原（口頭発表）

いる１）。

3）学術指導(2 件) 根本,菊地（守）【今後の進め方】

4）個別研修(4 件)

UVC ランプ 3 種類 4,10 及び 20W について UVC

・水口 NMR ユーザーズミーティング

空間強度計測を行い、シグニファイジャパンのデ・川口(聴講) 総合技術研究会 2021 東北大学ータを参考閾値とした上で技術発表会やホームペ・増田(聴講）

同上

ージなどで情報公開を行う予定である。

・堺(口頭発表)

同上

5）東北地区国立大学法人等技術職員研修（1 件）
・堺（口頭発表）

４．学内共通業務
・根本： 有機材料システムフロンティアセンター
共同施設機器保守管理支援グループの写真１ UVC ランプ点灯時の様子（10W 型）

依頼分析，施設機器管理（文責：堺）

・堺： 9 号館クリーンルーム保守管理
1)・大竹： 第 1 種衛生管理者（米沢事業所担当）
共同分析機器（FE−SEM）の管理
・増田： 第 1 種衛生管理者（米沢事業所担当）

11

シグニファイ、ボストン大学と共同で COVID-19 原因ウイル
スの不活性化に対するシグニファイの UV-C ライト技術の有効性を実証, シグニファイジャパン プレスリリース(PRTIMES),https://prtimes.jp/main/html/rd/p/00000003
2.000021362.html, 2020/6/19．

２０２０年度 山形大学工学部 技術部各種委員会委員名簿
企画室会議
山吉 康弘

統括技術長

大竹 哲也

副統括技術長・計測技術室技術長

松葉 滋

副統括技術長・機器分析技術室技術長

鈴木 貴彦

機器開発技術室技術長

榎本 正則

情報技術室技術長

堺 三洋

計測技術室技術長

佐々木 貴史

機器分析技術室技術長

部会長

鈴木 貴彦

機器開発技術室技術長

副部会長

堺 三洋

計測技術室技術長

委 員

井元 滝

機器開発技術室

高橋 尚矢

情報技術室

水野 善幸

機器分析技術室

根本 昭彦

計測技術室

佐藤 伸一

計測技術室

部会長

佐々木 貴史

機器分析技術室技術長

副部会長

榎本 正則

情報技術室技術長

委 員

鈴木 裕幸

情報技術室

伊藤 雄太

機器分析技術室

川口 敏史

計測技術室

松葉 滋

副統括技術長・機器分析技術室技術長

山吉 康弘

統括技術長

研修部会

広報部会

地域連携担当総務担当
庶務・会計 大竹 哲也

副統括技術長・計測技術室技術長

書記担当
榎本 正則

情報技術室技術長

堺 三洋

計測技術室技術長

12山形大学工学部技術部の組織
技術部長（工学部長）
中島健介
技術部運営委員会

統括技術長
山吉康弘

環境・安全衛生担当
鈴木泰彦

イノベーションセンター担当
井上正宜

技術部企画室会議
副統括技術長(兼)大竹哲也

副統括技術長(兼)松葉 滋地域連携担当<村上 聡>

専門技術室
機器分析（化学関連分析）技術長 佐々木貴史
藤原 渉
水沼里美
伊藤雄太
<佐藤和昭>（物理関連分析）技術長 松葉 滋
水野善幸
佐藤 翼<佐竹忠昭>

情報

機器開発

技術長 榎本正則
三浦信一
菊地真也
鈴木裕幸
相澤悠樹
高橋尚矢
佐藤早徒
<鈴木秀茂><石谷幹夫><鈴木勝人>

技術長 鈴木貴彦
下竹悠史
井本 滝
上浦圭太
<高橋達也>

計

測(化学･物理･機械･ﾊﾞｲｵ分野)

技術長 大竹哲也
高倉 啓
菊地守也
根本昭彦
坂原聖士
水口 敬
<荒井康子><近野正昭>（電気・電子分野）

技術長 堺 三洋
川口敏史
増田純平
佐藤伸一
<佐藤典子>*(兼) 技術長を兼務< > 継続雇用＊ 技術補佐員13

東北地区国立大学法人等
技術職員研修報告

様式２個 別 研 修 (FJT)報 告 書
承認番号

研

修 者

なし
所
属
（技術室名）
氏

研

修 名

名

2020 年 12 月 18 日

計測技術室（内線）３２８８
堺

三洋

令和２年度 東北地区国立大学法人等技術職員研修

研修期間2020 年

会

オンライン

場

提出年月日

8 月 25 日 ～ 2020 年 8 月 27 日

初日は特別講演 2 件、その中で興味を引いたのが高橋修准教授講演「ストレス対策としてのコミニュケーション」であった。要点は対人関係
ストレス対策としては日頃のコミニュケーションが大事、更に先に相手を３つほめ、後で１つ指摘する事もよいということを学んだ。2 日目
は技術発表会にて口頭発表を行った。私的には初のオンライン発表となったが無事に終えることができた。オンライン発表中は座長の方が画面に見えるだけで聴講されているかたが全く見えないという状況であり違和感があった。発表後は次の３つの質問を受けた。質問内容１）
研修成果の概要

修理依頼方法の受け方、２）顕微鏡を修理したい、３）どこで部品を購入するのかであった。発表内容が古い装置を修理するテーマであったため聴講された方には少し興味を持って頂いた感触を得た。最終日
は技術研修：寒剤と高圧ガス取扱に関する内容を受講した。このテーマは前回の研修の際に東北大にて受講済みの内容ほぼ同じであったた
め、理解を深めることができた。しかしながら、オンラインだけでの受講では実感が得られないので今後改善の余地はあると思う。本研修で得た成果を今後の技術部活動に役立てたい。

14

様式２

個 別 研 修 (FJT)報 告 書
承認番号

研

修 者

なし
所
属
（技術室名）
氏

研

修 名

名

2020 年 9 月 1 日

機器分析技術室（内線）3383
佐々木 貴史

令和２年度 東北地区国立大学法人等技術職員研修

研修期間2020 年

会

オンライン

場

提出年月日

8 月 25 日 ～ 2020 年 8 月 27 日

本研修は本来、東北大学を会場に行われる予定であったが、コロナウ
イルス蔓延防止の観点から、Zoom を用いたオンラインでの開催となった。Zoom による本研修および発表会は東北大学総合技術部の技術職員が運営していた。本学においてもオンラインによる会議運営等のリモート業務が多くなっており、それらを遂行する上で、今回の口頭およびポスター発表のオンラインによる運営方法は非常に参考になった。2日目の技術発表会では、「温泉水を受容する河川における pH 挙動のモデル解析」の題目で口頭発表を行った。オンラインによる本格的な口研修成果の概要

頭発表は今回が初めてであったが、発表自体は問題なく終えることができた。今回のオンライン発表では、発表中に聴講者および座長の様子を発表者が確認することができない方式であった。実際に発表してみると、このように聴衆の様子が確認できないことは発表者にとってかなりストレスになることが分かった。今後、リモートの会議や発表会を運営する際には、双方の顔がみられるようにすることが重要であると感じた。コロナ禍への対応を模索する観点からも本研修は非常に有意義であったと考えている。

15

様式２

個 別 研 修 (FJT)報 告 書
承認番号

研

修 者

所
属
（技術室名）
氏

研

修 名2020 年 9 月 10 日

提出年月日

名

機器分析技術室（内線）3383
水野 善幸

令和２年度東北地区国立大学法人等技術職員研修

研修期間2020 年 8 月 25 日 ～ 2020 年 8 月 27 日

会

自宅（オンライン形式）

場

今回の研修は新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から初の全日
程、オンライン形式での開催となったため在宅勤務での受講とした。
初日は開講式、自己紹介と２テーマの特別講演となった。通信トラブ
ルで開始時間が遅れたが有意義な講演内容であった。
2 日目の技術発表は、口頭 10 件、ポスター9 件であった。昨今の社会情勢を踏まえた感染症対策に関する内容も１件あった。
3日目の実習では「基板加工機で作る簡単自作プリント基板」を選択した。この実習では電子回路設計ソフトであるKiCADを用いた基板の設計と半田研修成果の概要

付け•動作確認は動画の視聴という内容であった。事前に資料が配布されていたためKiCADをインストールして実習に臨んだ。設計する回路は直流電源回路であったが、使い慣れないソフトであることやパーツの検索に時間が掛かったため時間内に完成できなかったが、学生実験でも必要になると思われる回路設計に触れられたことは大変有意義であった。

図

16作製した回路図

様式２個 別 研 修 (FJT)報 告 書
承認番号

研

修 者

提出年月日
所
属
（技術室名）
氏

研

修 名

名

機器分析技術室（内線）３３８３
水沼里美

令和２年度東北地区国立大学法人等技術職員研修

研修期間2020 年 8 月 25 日 ～ 2020 年 8 月 27 日

会

オンライン

場

2021 年 1 月 8 日

感染症の影響によりオンライン開催となった。
初日は顔合わせと特別講演があった。特別講演は「ストレス対策としてのコミュニケーション」と「ブラックホールとは何か?」の二つ。
二日目は受講者による口頭発表及びポスター発表であった。
「共通機器
利用者の要望に応えるための取り組み」という、ICP-OES に関する発表があり、特に干渉への対策については本学でも取り入れることができそうであり、非常に参考になった。
三日目の技術研修ではコース別に分かれ研修を受講した。受講したのは「寒剤・高圧ガス取扱いにおけるリスクアセスメントを実体験する」
研修成果の概要

で、寒剤（液体窒素・ヘリウム）を中心に高圧ガスに関する法律や事故事例などの説明を受けた。本学では高圧ガスに関する講習は行われているものの、寒剤の取扱いに対する講習は行われていないため非常に参考になった。東北大学では学内向けの寒剤の講習があるということなので、本学でも安全のため講習やせめて配布用資料を作るなどの対応が必要ではないかと感じた。
今回、初のオンライン開催となったが、細かいトラブルはあったものの概ね順調に行われた。オンライン開催は参加者側の負担は少なく気軽に参加できるが、主催側としてはノウハウもない状態での開催となり負担も大きかったと予想され、難しさを感じる。

17

古い装置の修理方法紹介〇堺 三洋
山形大学 工学部 技術部 計測技術室
１．はじめに長年、大学で仕事をしていると実験室の片隅等に放置されている測定機器類や実験装置が存在することに気付く。なぜ放置しているのかと所有者の先生方に聞けば、「古い装置の電源が入らないため廃棄検討中」「修理業者から修理を断られたため」等が理由のようだ。本報告では筆者が実際に行った古い装置の電源ユニット修理方法を中心に紹介する。特に、装置電源ユニット内部の電解コンデンサには寿命があるので定期的に部品交換することによって古い装置は延命できる場合がある。
２．全波整流回路の電解コンデンサの役割
筆者が試作した交流を直流に変換するシンプルな全波整流回路（図 1）を示す。図 2 と図 3 は電解コンデンサ（C1）有無で図 1 の出力電圧波形を記録比較したものである。図 3 では C1 の波形平滑化効果が見られた。
入力 AC100V

＋

出力
C1

写真 1

シンプルな全波整流回路[1]

10V

電圧（V)

電圧（V)

図1

10mSec0V

電解コンデンサ外観

10V
10mSec0V

時間(mSec)
図 2 全波整流回路の出力電圧波形（C1 なし）

図3

時間（mSec）
全波整流回路の出力電圧波形（C1 あり）

３．電解コンデンサの寿命（寿命は一般的に約 10 年）[2]１）容量抜け（ドライアップ）
電解コンデンサには電解液が封入されている。電解液が蒸発（ドライアップ）することで静電容量（単位 F：ファラッドと読む）が低下する。上記、図 3 をドライアップする前の健全な電解コンデンサ状態と仮定すれば、図 2 は C1 がドライアップ後の静電容量が 0F になった条件とみなせる。図 1 の全波整流回路において C1 コンデンサが劣化し静電容量が低下したものと仮定すれば、電圧波形のリップル（脈動）が増加すると考えることができる。
２）アレニウスの法則（使用温度が高くなると寿命が短くなる）
化学反応速度論に従い使用温度が 10℃高くなると寿命が約 50%になる。電解コンデンサは等価直列
抵抗（ESR）があるのでリップルがあると自己発熱し寿命が短くなる。

18

４．装置故障と修理事例紹介
１）スペクトラムアナライザ（R&S 製）26GHz 帯（約 30 年前の装置：OS MS-DOS）（症状）電源が入らない （推定故障要因）HDD 故障、電源故障（対応）IDE-HDD 交換→コンパクトフラッシュ化、電源修理（電源修理対応の詳細）
修理前の電源ユニット（写真 2）の最も大型の電解コンデンサ（赤丸部分）電圧波形に大きなリップル（図 4）が観測された。電源ユニット初段コンデンサ電圧が極めて不安定な状況であったと思われる。修理内容としては電源ユニット内部全ての電解コンデンサ交換を実施した。
交換箇所は 35 か所であった。電源ユニット修理後はアナライザ本体の電源が入るようになった。その後内蔵 HDD 不具合が判明した。HDD 交換を実施し後、無事アナライザが稼働復旧した。稼働中画面は写真 3 の通りである。
２）クリーンルームシステム制御用パソコン（20 年前の PC：OS windows95）（症状）OS not found 画面表示で PC 停止 （推定故障要因）HDD 故障、電源故障（対応）IDE-HDD 交換、電源修理
３）倒立顕微鏡（他研究室の物品 推定 10 年以上前の装置）（症状）試料照明ランプが点灯しない （推定故障要因）電源故障（対応）電源修理
５．まとめ
非常に古い装置でも電源ユニットを修理することで復旧できることが分かった。電源ユニット代替品が入手困難な場合は内部の電解コンデンサを地道に個々に交換すれば修理できる場合がある。
６．参考文献[1]

丹波一夫、「便利な電源」 日本放送出版会（昭和 62 年版）[2]

エレクトロニクス入門、TDK Techno

電圧（V)

電圧（V)

Magazine ホームページ

10V

10V
10mSec10mSec時間(mSec)

時間(mSec)

図 4 写真 2 赤丸部分コンデンサ電圧波形（交換前）

図 5 写真 2 赤丸部分コンデンサ電圧波形（交換後）

写真 2 アナライザ電源ユニット（修理前）

写真 3 修理後のアナライザ（復旧した！）

19

温泉水を受容する河川における pH 挙動のモデル解析〇佐々木 貴史※1※1
山形大学 工学部 技術部 機器分析技術室
１．はじめに温泉水やそれらの廃水および鉱廃水処理水等の酸性水の流入に起因する酸性河川では、しばしばアルミ
ニウムおよびフッ化物イオンが高濃度でその河川水に溶存している。本研究では、これらアルミニウム
およびフッ化物イオンが河川水の pH 挙動に与える影響について水質調査、滴定法を用いた加水分解モデルおよび化学平衡計算プログラムを用いて解析を行った。

２．調査および解析方法
山形県と福島県の県境に位置する吾妻連峰を源流とし、上流部においてフッ化物を多く含む温泉水および温泉廃水が流入する河川および旧硫黄鉱山からの浸出水を受容する河川において水質調査を行った（図１）。また、溶存態 Al および硫酸イオンをそれぞれ 10 および 300mg/L 含む溶液に NaF を Al：F
モル比で 1：0.5、1 および 2 となるように添加した酸性河川水の模擬試料を作成し、これを NaOH 溶液
で中和滴定を行うことによって酸性水の加水分解モデル実験を行った。加えて、河川水の主要な溶存有機物であるフルボ酸の標準物質を共存させた条件でのモデル実験も実施した。上記の水質調査およびモデル実験により得られたデータを化学平衡計算プログラム（PHREEQC）に導入して溶存 Al 種および F
種の種構成解析を行った。
３．結果および考察
硫酸酸性である図 1 の両河川では、pHが 4.5～6 程度の範囲にある区間において、（1）のような水中のアルカリ分（OH-）を消費する Al の加水分解が進行し、河川水の pH 上昇が阻害されることを著者らは報告している[1]。
4Al3+ + SO42- + 10H2O =Al4(OH)10SO4↓+10H+(1)

水質調査より、松川は M5～8 においてpH が上昇せずその後急激に上昇するのに対して、フッ化物イオンが多く含まれている荒川では、緩やかに上昇し続ける傾向を示し、両河川の pH 挙動に差異があることが確認された。前述した酸性河川水の加水分解モデル実験における滴定曲線を図 2 示
図 1 松川（左）および荒川（右）採水地点
す。Al:F=1:0 では、pH が 4～5.0 の範囲において明らかに pH 上昇が阻害されている pH 干渉領域があった。F のモル比が上昇するにしたがって、
この pH 干渉領域は減少しており、pH 干渉効果が F の共存によって抑制されることが確認された。
PHREEQC を使用して図 2 における溶存 Al 種および F 種の種構成を解析した結果、F が共存する場合、pH6 においても Al は加水分解せずに AlF2+および AlF2+等の Al-F 錯体として溶存していることが示唆された。実際の酸性河川において Al および F が共存する場合は、Al-F 錯体が生成し、急激な Al の加水分20

解を阻害して Al 濃度減少が緩やかになり、pH も緩やかに上昇するものと推察される。溶存態 Al および硫酸イオンをそれぞれ 2 および 350mg/L 含む酸性河川模擬試料にフルボ酸標準物質を共存させた場
合の滴定曲線を図 3 に示す。フルボ酸添加濃度の上昇に伴って Al による pH 干渉領域が減少する結果となった。フルボ酸と Al が錯形成し、Al の加水分解を阻害しているものと推察される。しかしながら、現地調査の DOC 濃度データから松川および荒川においてフルボ酸はそれぞれ 0.9 および 0.3mg/L 未満と試算されており[2]、実際の酸性河川において溶存有機物は Al の加水分解に大きな影響はおよぼしていないと推察される。
7

8

Al:F=1:2

Fulvic acid 0mg/L

1:1

7

5mg/L

1:0.5

10mg/L

1:0

pH [-]

pH [-]

65

6
5

pH干渉領域

4

4
3

3
7

図2

1.6

7.5
8
8.5
Addition amount of OH-[mmol]

Al と F が共存する場合の滴定曲線

図3

1.65
1.75
1.7
Addition amount of OH- [mmol]

Al とフルボ酸が共存する場合の滴定曲線

４．まとめ
酸性河川環境において、フッ化物イオンは Al の加水分解およびそれに伴う pH 挙動に大きな影響を与えていることが確認された。河川における主要な溶存有機物であるフルボ酸についても同様に Al の加
水分解を緩慢化させる効果があることが確認されたが， 実際の河川における溶存有機物濃度レベルでは Al の加水分解に大きな影響はおよぼさないことが示唆された。
参考文献[1] Atsushi Sasaki, Koki Endo, Yuki Kawaguchi, Satomi Mizunuma, Takuya Miura, Masatoshi Endo, Behavior Analysis of pH,
Dissolved Aluminum and Fluoride Species in Acidified River Environments Rich in Sulfate and Fluoride, Journal of Water andEnvironment Technology, Vol. 17, No.4: 231–243, 2019, doi.org/10.2965/jwet.18-046.
[2] E. Tipping, H. Carter, Aluminum speciation in streams and lakes of the UK Acid Waters Monitoring Network, modelled with
WHAM, Sci. Total Environ., Vol. 409, No. 8: 1550–1558, 2011, 10.1016/j.scitotenv.2010.12.030.

21

令和元年度
日本学術振興会
科学研究費助成事業(奨励研究)

脆弱な細胞の三次元操作を可能とする
柔軟な指先を持つマイクロハンドの開発
山形大学工学部 技術部
計測技術室 川口 敏史
1. 研究目的
生命工学において、マイクロスケールの精密な物体操作技術が求められている。しかし、操作したい物体や求められる操作の多様性に比べ、単一の装置で対応可能な範囲は狭い。様々な物
体や操作に対応できる汎用性の高い装置を開発することにより、コストや手間の削減だけでなく、性質の異なる物体を同時に扱うことによる新しい実験系の作成も期待できる。
このような背景から、支援先の研究室では高い汎用性をもつマイクロハンドについて研究してきた。現在、2本の硬いガラス棒で微小物体の把持・運搬・回転ができるマイクロハンドを開発し、直径100µm程度の物体の操作が可能となっている。しかし、現在の装置では大きな力でも壊れない物体の操作は容易だが、脆弱な物体の取り扱いは困難である。
より汎用性を高めるため、本研究では指先に柔軟性を持たせることで脆弱な微小物体の3次元操作も可能とするマイクロハンドの開発を目指した。

a) 3自由度ステージ

2. システムの構成
2.1 マイクロハンド装置
本研究で開発したマイクロハンドの概要を図1に示す。3自由度ステージに1本のガラス針を取り付けたものを2組、倒立顕微鏡の両側に設置してある。用いる3自由度ステージは、分解能0.2µmに設定したステッピングモータ駆動の直動ステージを3つ直結させて作成した。顕微鏡画像をもとに各ステージを動かし、3次元位置が制御されたガラス針の先端で、物体を操作する。操作にはマルチタッチディスプレイを用い、表示された顕微鏡画像にタッチすることでガラス針と物体への操作入力ができる。
物体との接触部であるガラス針先端は、細長く加工することで柔軟性を持たせた。把持の際、ガラス針先端が受動変形することにより、ガラ
ス針の位置決め誤差や物体の形状認識誤差を吸収し、物体に過大な力が加わることを防ぐ。

b) 操作領域の概要図
図1

マイクロハンドの概要

2.2 制御システム
物体の3次元操作は、顕微鏡画像上の情報に加え、取得が困難である顕微鏡画像の深さ方向の情報を必要とするため、2次元操作に比べて物体の破損や取り落としが起きやすい。そのため、2.1で述べた受動変形による誤差の吸収だけでなく、その物体の操作に適した把持力の制御が必要である。
そこで、2本のガラス針間の距離を物体の操作に適した距離に自動調整した後、3次元的な操作を加える制御法を開発した。以下、その方法について説明する。
ガラス針の位置制御は、顕微鏡画像の横軸をX

22

長いガラス針が小さな球面に触れる場合、辺や面として接するのではなく点と点の接触になる
ため、物体から受ける変形方向の制限が減少する。その結果、有用でない方向への変形が発生しやすくなり、把持の失敗率が高まりうる。今後は、柔軟性を持たせる別の手法も検討し、より微小な物体の操作も可能とするマイクロハンドの開発を目指していく。

軸、縦軸をY軸、深さをZ軸とする3次元座標系で行う。X軸、Y軸は顕微鏡画像の左上隅を原点とする。Z軸は、操作開始前に2本のガラス針先端を接触させてZ軸上での位置を揃え、その位置を原点とする。
X軸、Y軸における、操作開始時のガラス針の位置は、顕微鏡画像からガラス針を検出することで決定する。原点決定から操作開始までガラ
ス針は移動しないため、Z軸における操作開始時のガラス針の位置は、Z軸の原点と一致する。アクチュエータであるステッピングモータへのパ
ルス入力数から、操作中のガラス針の位置を推定する。
物体をつまむように把持した際のガラス針先端の変形量は、物体の把持力に対応する。そのため、画像処理により検出したガラス針先端の変形量が一定となるようにガラス針間の距離を保つことで、物体の把持力を一定に制御できる。
XY平面上での操作中に検出したこの距離を3次元操作中も維持し、移動や回転操作に必要なガ
ラス針の協調動作を行わせることで、物体への過負荷を抑える。

a) 把持状態（回転開始前）

3. マニピュレーション実験
脆弱性をもつ珪藻(コシノディスカス属 直径100µm程度)を対象として、3次元運搬と把持を維持した状態での2軸回転操作を行った。
3次元運搬はX、Y、Z軸それぞれの方向に400µm程度の運搬を試した。安定した運搬が行えたため、ステッピングモータの駆動範囲内であれば、運搬距離が延びても問題は無いと思われる。
回転操作の様子を図2に示す。図のガラス針先端付近の緑色の線は、検出されたガラス針先端の形状である。また、先端に赤丸がついている
直線は、変形する前のガラス針を表している。
両者の先端座標の差をガラス針先端の変形量とした。
実験の結果から、Z 軸回転を約 90 度、X 軸回転を約 540 度行えることが確認でき、物体に任意の姿勢を取らせるのに十分な回転操作ができたと言える。さらに大きく回転したい場合は、一度物体を解放し、持ち直してから回転させる。

b) Z軸回転：約90度回転後c) X軸回転：約270度回転後

4.考察
今回の実験により、ガラス針が自身に加わる力の大きさや向きにより柔軟に変形すること、それを検出して制御することが、物体の3次元操作に有用であることが確認できた。2本のガラス針が互いに反発する方向に変形する場合、その変形は大いに有用あるが、異なる方向に変形した場合は、物体を取り落とす危険性がある。細図2

珪藻の2軸回転操作の様子

5.謝辞
本研究を行うにあたり、ご指導いただいた本学の井上健司先生、試料をご提供いただいた堀田純一先生に、この場をお借りして感謝申し上げます。ありがとうございました。

23

固体試料に最適化した多元分光評価装置の構築(金含有発光種の分光特性評価)
山形大学工学部技術部
機器分析技術室 伊藤雄太
市販の発光分光装置は、溶液系を対象と

1 はじめに
1.1 金含有発光種の特性評価したものが基本であり、固体試料の測定は一般的な金属は金属光沢があり、展性・延必ずしも簡便に行えるわけではない。また、性があり、電気伝導率や熱伝導率が大きい

Au クラスターは発光波長が近赤外域にまといった特徴があることがよく知られていでおよぶが、標準的な構成では感度が不十る。これらは金属原子が多数集合した状態

分な場合が多い。本研究では、これらの課題(バルク)での性質である。一方で、金属の微を克服した装置を構築することを 1 つ目の粒子の中でも、サイズが特にナノメートル

目的とした。

のものはナノ粒子と呼ばれ、バルクと比べ1.2 装置のコンピューター制御て表面の効果が大きくなり、バルクには見装置の構築にあたっては、市販のものとられない特異的な性質が発現する。
さらにサイズの小さな、数個から数十個比較してサイズが大型になったり、操作がの原子で構成される粒子はクラスターと呼煩雑になることがよくある。単純な繰り返

ばれる。バルクともナノ粒子とも異なる性

しや複雑な操作が多くなると操作ミスも多質が見られる。具体例として、Au(金)原子がくなり、装置の破損や測定結果の誤差など

数十個程度集まってできた Au クラスターにつながることも考えられる。測定の本質

は、紫外光を照射すると可視・近赤外域で発とは異なる部分での労力が多くなり、効率光することが知られている。また、Au 原子性が低下することが多い。従来、パーソナルにチオール分子が配位した Au-チオール錯コンピューター(PC)を用いた制御を行おう

体も同様に発光することが知られている。

とすると、高価な周辺機器やソフトウェア

これらはバルクの金には見られない性質でを購入したり、ハードウェアごとに仕様をあり、新たな発光材料としての利用も期待

確認しながらプログラミングする必要があされるものである。

る敷居の高いものであった。

発光性の物質は一般に、物質の周囲を取

近年は、Internet of Things (IoT)という言葉

り囲む環境が変化すると発光特性も変化すに代表されるような、小型コンピューター

る。例えば溶液系では、溶媒や溶存気体の種を用いた自動制御やデータ解析環境が大き類によって発光強度や発光波長(発光色)がく発達している。小型コンピューターの一変化したりする。本研究では、Au クラスタ種であるシングルボードコンピューターはーおよび Au-チオール錯体の発光特性でも安価に入手することができ、General-Purpose

特に、ポリビニルアルコール(PVA)等のポリ

Input/Output (GPIO)という、ソフトウェアでマーで周囲を取り囲んで固体としたときの制御可能な入出力端子を備えている。GPIO

発光特性の変化に注目している。

そのものは単に on/off の状態を入出力する

24

のが基本であるが、複数のポートを束ねてプログラマブルに使用したり、他の電子回路と組み合わせることで複雑な動作をさせることもできる。また、シングルボードコン
ピューターの動作に必要なオペレーティン
グシステム(OS)は一般的な Linux ベースのものが利用可能である。プログラミング言
語は C や Python など広く一般に使われているものが利用可能である。これらのソフト
ウェアはオープンソースのものでそろえることができ、安価に環境構築が可能である。
図 1 構築した分光計測装置の概略図

本研究では、自作の装置でありがちな煩雑な操作をシングルボードコンピューターを活用して簡略化し、以下の観点について学(1) 分光計測装置としてのアップグレード

生への教育的効果を高めることを 2 つ目の・従来の UVLED 光源(波長 370 nm)に加え、目的とした。

Xe ランプ(波長 250-800 nm)光学系の追加

・本来の測定に集中できる環境の提供

・分光器の分光素子を迷光の少ないものに・IoT やデータ処理に触れる機会の提供

変更
・検出器を近赤外域の一部(<1000 nm)にも2 装置の構築

感度を持つ、高感度検出器に変更

装置の構築は、現有の発光分光測定セッ・レンズやミラー、拡散板の追加による光学

トアップ(自作)を改良する形で行った。セッ系の最適化

トアップの概略図を図 1 に示す。光源から・フィルム状の試料の測定や積分球を用いの光を分光器(特定の波長の光を取り出す

た測定にも簡単に切り替え可能な試料支持装置)を通して試料に照射する。それに伴い機構の構築

試料から放出された光をもう 1 つ別の分光器を通して検出器(光の強度を測る装置)に(2) 装置の操作性に関するアップグレード入射する。検出器からの信号はロックイン・分光器のモーター制御をステッピングモ

アンプを通し、アナログデジタルコンバー

ーターで行うよう変更

ターでデジタル信号に変換し、PC で記録す・ステッピングモーターの制御をシングルる。光源側あるいは検出器側の分光器の設

ボードコンピューターで行うためのプログ

定波長を掃引しながら光強度を記録するこラムコードの構築とでスペクトル(どの波長の光が強く観測

・ロックインアンプのパラメーター制御をされるかを表した図)を描くことができる。

シングルボードコンピューターで行うため

従来のセットアップからの変更点を以下のプログラムコードの構築に示す。

・アナログデジタルコンバーターの制御を
PC で行うためのプログラムコードの構築

25

図 2 測定中の PC のスクリーンショット

3 測定データの取得と解析

・シングルボードコンピューターと協調し、一連の測定シーケンスとデータの解析を

測定動作はユーザーが PC を操作するこPC で行うためのプログラムコードの構築とにより行われる。具体的には、web インタ
ーフェイスを備えた Python の実行環境であ以上のすべてについて詳細を記述するのる Jupyter 上で Python のプログラムコード

は量が膨大になり困難であるので、1 つの例を実行することで行われる。Jupyter ではイ

としてステッピングモーターの制御の概要

ンタラクティブにコードの実行と結果の表を記述する。ステッピングモーターの駆動示ができ、notebook ファイルとしてそれらに必要なパルス信号を、シングルボードコを保存することができるため、コードの変ンピューターの GPIO 端子の出力を on/off す更が多い測定操作やデータ解析にも向いてることにより得た。GPIO 端子の制御を行ういる。コーディングからデバッグまでのサプログラムコードは Python により記述し、イクルを速やかに行えるため、プログラム

シングルボードコンピューター上で実行し構築にかかる時間と労力を削減することがた。ソケット通信によりコマンドを受け付できる。

けるようにすることで、外部の PC 等と連携

実際に測定を行ったときの PC のスクリできるようにした。GPIO 端子の出力をモーーンショットを図 2 に示す。測定パラメー

タードライバー回路(自作)を通してステッターを与え、コードを実行することで測定

ピングモーターに入力した。

操作が行われ、スペクトルがその場で表示

26

4 まとめ本研究では、紫外・可視・近赤外域にわたって微弱な発光を捉えることができ、目的に応じて多様な測定に対応することができる装置を構築した。研究対象である金含有
発光種の測定も行い、従来のセットアップ
では観測できなかった発光特性の変化を捉えることができた。
装置の制御は PC とシングルボードコン

図 3 Au クラスターの発光スペクトル

ピューターを用いて行い、データ解析も同時に実行されるようにした。これにより、1されている様子を表している。
従来のセットアップでは、1 回の測定に数回の測定に必要な時間と操作が大幅に削減

分くらいの時間がかかり、手動でのスイッされ、効率の良い測定作業が可能になった。

チ操作などが多く存在した。測定後の解析

また、人為的ミスによる測定結果の間違いでは Microsoft Excel を用いており、操作がも減少させることができた。

数多く必要で、間違いも多く起きていた。新構築した装置は現在、学生の研究活動にたなセットアップでは、1 回の測定は通常 1

活用しており、これまでは出てこなかった

分程度で終わり、測定のたびにスイッチ操新しい結果も出始めている。また、学生が自作が必要になることはない。解析もその場

らプログラムコードに触れながら測定やデで実行され、ここでもユーザーの操作は必ータ解析を行うことを通して、それらに対要ない。市販の装置ではごく当たり前のこする自律的な学びも促されている。

とではあるが、自作の装置でも自動化を推構築した装置はこれで完成形というわけ

し進め、労力と時間の削減を行うことがでではなく、アップデートを重ねながら活用

きた。さらに、ユーザーの目的に応じて柔軟の幅を広げていくことが可能であり、今後に制御をカスタマイズすることもでき、1 組も長く活躍することが期待される。

の装置で多様な測定に対応できるようになった。特にこの柔軟性は市販の装置では実現が難しい。
図 3 に新たなセットアップで測定した Au
クラスターの発光スペクトルを示す。波長
800 nm を超える近赤外域の信号も精度よく捉えることができていることが分かる。また、実験条件によるスペクトルの変化も明瞭に観測されている。操作性だけでなく、分光計測装置としての性能も向上させること
ができた。

27

個別研修報告

様式２

個 別 研 修 (FJT)報 告 書
20003

承認番号

研

修 者

所
属
（技術室名）
氏

研

修 名

名

提出年月日

2020 年 12 月 11 日

機器分析技術室（内線）3383
伊藤 雄太

機器共用における、データの蓄積・利活用 講習会

研修期間

2020 年 11 月 05 日 ～ 2020 年 11 月 05 日

会

Web

場

現在の一般的な測定装置では、装置ごとに専用の PC が設置され、そこにデータを蓄積する形が一般的である。データを専用のソフトウ
ェア(多くは専用の PC でのみ実行可能)を用いて解析・変換し、USBメモリ等を用いて取り出し、各自の PC でさらにデータを整形してプロットするなどの流れを経る。測定終了からデータの可視化、またその結果のフィードバックまでには多くの障壁があり、時間と労力がかけられている。
本講習会では、上述のプロセスを効率化し、材料開発へのフィード
研修成果の概要

バックを加速させることが主題である。具体的には、IoT デバイスの活用によるデータ転送、サーバでのデータの一括処理・可視化を行い、これまで 1 日から数日かかっていたものが数分からほぼリアルタイム
レベルまで短縮された事例が紹介された。一部はすでに当方でも行っていることであり、利用者の需要次第ではそのようなシステムの拡充を図っても良いと思わされるものであった。

28

様式２

個 別 研 修 (FJT)報 告 書
20001

承認番号

研

修 者

所
属
（技術室名）
氏

研

修 名

名

提出年月日
機器分析技術室（内線）３３８３
水沼里美

第 35 回元素分析技術研究会

研修期間2020 年 11 月 6 日 ～ 2020 年 11 月 6 日

会

オンライン

場

2020 年 11 月 26 日

本研究会は主催が元素分析研究会、共催が有機微量分析研究懇談会、協賛が日本分析化学会、後援が日本薬学会と日本化学会であり、元素分析の実務者および OB の方が参加されて毎年開催されている。今回
は感染症の影響によりオンライン開催となった。はじめに行われたのは元素分析に関する Q&A で、事前に寄せられた質問に対して回答が得られており、それに対する質疑応答が行われた。質問の内容は、液体
試料の秤量について、測定サンプルに関する情報収集について等、計 6件であった。続いてグループディスカッションが行われた。測定結果
研修成果の概要の受け渡しは紙媒体か電子データか、複数装置がある場合の使い分け、
縦型と横型の装置の違い等について情報交換を行った。特に、新型コロナの影響もあり、結果の受け渡しについては各機関から広く話を聞くことができた。午後は話題提供として「元素分析の技術研修について」をテーマに 2 件の講演が行われ、続いて特別講演として「標準試料検定小委員会の活動と検定方法について」と題して京都大学化学研究所の平野敏子氏による講演が行われた。その後、会計報告、次期世話人の紹介が行われ閉会した。研究会では業務を行う上で非常に参考になる話を聞くことができ、有意義な研修であった。

29

様式２

個 別 研 修 （ FJT） 報 告 書
20004

承認番号

研

修 者

所
属
（技術室名）
氏

研

修 名

名

提出年月日
計測技術室

（内線）3070
水口 敬

第 46 回 分析機器 NMR ユーザーズミーティング（オンライン）

研修期間2020 年 12 月 18 日

会

オンライン

場

2021 年 1 月 7 日

JEOL RESONANCE が主催する NMR のユーザーズミーティング
だが、今回は新型コロナウィルスの感染対策としてオンラインでの開催となった。
NMR に関しては基礎的な内容が多かったが、解析方法については
HMQC や HMBC では判別が難しい場合の方法として ADEQUATE とう測定方法が紹介され、これまで解釈が難しかった化合物の解析に対して役立てることができる内容であり、非常に勉強になった。
また最近学内外問わず測定依頼が増えてきた固体 NMR については
研修成果の概要

サンプリングのコツや機器の取り扱い方法が紹介され、よい復習になった。
NMR だけでなく ESR についてもセミナーが開催され、最近事例が増えてきた高分子やゴムの分解時のラジカル検出方法等が紹介され、今後の業務の参考になりそうな内容だった。
最後にオンラインでも情報交換会は開催され、今後必要になるであ
ろう装置のオート化や遠隔操作化についての相談ができ、有意義な研修であった。

30

様式２個 別 研 修 (FJT)報 告 書
20008

承認番号

研

修 者

所
属
（技術室名）
氏

研

修 名

名

提出年月日
情報技術室

（内線）３２４２
相澤悠樹

熱分析オンライン Live セミナー

研修期間

2021 年 1 月 14 日 ～ 2021 年 1 月 14 日

会

オンライン ZOOM

場

2021 年 1 月 18 日

熱分析装置を用いた解析方法について解説していただいた。主な概要を記す。
・ガラス転移測定の装置選定について説明頂いた。ガラス転移は DSC、DMA、TMA で測定することができる。DSC が少量サンプルでハンドリング良く測定できる。DMA はガラス転移を感度良く検出するので、複合材や結晶性材料等のガラス転移がわかりにくいものを測定する時に用いると良い。DMA では DSC で測定できない弾性率を測定でき、TMA では膨張率を測定できる。DSC を基本として、他の装置も使用
研修成果の概要

することでさまざまな点から考察を深めていくことができる。
・DSC は熱履歴を解除するために 2nd heating を行うが、温度変調
DSC は 1st heating でガラス転移を測定できる。
・微小で長期的な熱的変化の検出は DSC は不得意だが、TAM という測定装置で補うことができる。主な例としては、材料の硬化反応や長時間反応を測定できる。
熱分析を深く勉強するきっかけになりました。装置管理業務や学生に還元できるように復習していきます。

31

様式２

個 別 研 修 (FJT)報 告 書
20009

承認番号

研

修 者

所
属
（技術室名）
氏

研

修 名

名

提出年月日
情報技術室

（内線）３２４２
相澤悠樹

レオロジーオンライン Live セミナー

研修期間

2021 年 1 月 15 日 ～ 2021 年 1 月 15 日

会

オンライン ZOOM

場

2021 年 1 月 18 日

粘弾性測定装置の概要と回転型レオメータの応力制御装置 HR シリーズ、高荷重対応した DMA3200 について説明があった。
・粘弾性装置の売りは業界最大級のアクセサリ数で最も簡単にセットアップできる。
・HR シリーズの代表的な温調システムには６種類あり、1)と 6)が人気。
(他の 4 種類は省略する)
1)ペルチェプレート：下からの片側温調、低コストで一般的。室温か
研修成果の概要ら 100℃程度の粘弾性測定におすすめ。
6)環境テストチャンバー(ETC)：オーブン形状でより確実で均一なサンプル温度制御が可能。業界最速 MAX60℃/min。
・DMA3200 の一番の売りは耐久性で故障要因となるワイヤーや摩耗するベアリングがなく、メンテナンスフリーで高寿命。10 年間のモーター保証付き。疲労試験機として使用も可能。
学問的な話よりも装置の宣伝が多かった。豊富なアクセサリから適切な測定を選定できるようにレオロジーの勉強を深めていきたい。

32

様式２

個 別 研 修 (FJT)報 告 書
承認番号

研

修 者

２０００２
所
属
（技術室名）
氏

研

修 名

提出年月日

名

（内線）３２９７
山吉 康弘

総合技術研究会２０２１東北大学

研修期間

2021 年 3 月 3 日 ～ 2021 年 3 月 5 日

会

東北大学（オンライン）

場

2021 年 3 月 19 日

全日程ｵﾝﾗｲﾝで開催された総合技術研究会 2021 東北大学に参加した。
初日午前は特別講演が 2 件あり，脳ﾄﾚで著名な東北大学加齢医学研究所所長 川島隆太先生から脳活動の可視化について，東北大学災害科学
国際研究所所長 今村文彦先生から土砂の移動も考慮した津波のｼﾐｭﾚｰ
ｼｮﾝ等，最新研究の紹介があった。午後前半には「技術職員の働き方」と 題 し た ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑがあり，ｱﾝｹｰﾄ調査結果に基づいた技術職員が感じている現状報告と，東北大等の 5 機関から組織の現状紹介があった。
「受
け身ではなく積極性，存在感を示すことが大切」との言葉が強く印象に残った。午後後半の交流企画では自然科学総合実験概要紹介に参加した。ｺﾛﾅ禍における感染症対策を取り入れた実施状況の紹介があり参考になった。
2 日目と 3 日目は各機関の技術職員から技術発表があった。
ﾘｱﾙﾀｲﾑ発表は 3 会場に分かれ 54 件の発表があったが，現地集合形式に
研修成果の概要

比べて遥かに多い 200 人超の聴講者がありｵﾝﾗｲﾝ発表形式の利点を再認識した。ｾｯｼｮﾝ終了後に発表者と討論ができるﾌﾞﾚｰｸｱｳﾄﾙｰﾑが設けられる等，工夫もみられた。ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ発表は 76 件あり，事前に録画した発表動画を期間内に自由に視聴できるようになっていた。発表は実験・実習や地域貢献活動のｺﾛﾅ禍における実情等の報告が数多くあり，参考にできる内容が多かった。また，各大学の組織運営や支援体制を窺い知れる発表もあり非常に有意義であった。ｵﾝﾗｲﾝ形式の発表会はｾｯｼｮﾝ
間の自由な移動やﾁｬｯﾄやﾒｰﾙによる質問も可能でとても参加しやすかった。機関を超えて技術交流や業務相談などを行っている紹介もあり，技術職員が減りつつある中でとても良い試みであると感じた。参加していた技術職員は意欲やｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨが高く，そのような他機関の技術職
員と技術交流することは良い刺激となり，今後の業務に対するﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝの向上・維持に繋がるのでとても重要であると感じている。

33

様式２

個 別 研 修 （ FJT） 報 告 書
承認番号

研

修 者

２０００６
所
属
（技術室名）
氏

研

修 名

名

提出年月日
計測技術室
(佐藤学研究室)（内線）３３７８

増田純平

総合技術研究会 2021 東北大学

研修期間

2021 年 3 月 3 日 ～ 2021 年 3 月 5 日会

オンライン開催 (Zoom を利用)

場

2021 年 3 月 8 日

この企画は全国の大学等の技術職員が集まり,基礎技術から先端技術まで情報・意見交換が行われる場である。企画は３日間行われ，１日
目は大学教授による技術講演および設備紹介等を通した交流企画，
２・３日目は分野に別れ各技術職員による Zoom による発表が行われた。またこれらとは別に YouTube を用いた視聴ができるオンデマンド
発表がサイトに掲示されている。
私は同じ電気の分野に所属する技術職員がどのような技術や能力を持っているのか，また学生への教育指導の為にどのような工夫を行っ
研修成果の概要ているのかを知るため，主に電気・実験実習の分野の視聴を行った。
いずれの分野の内容もウィルス対策や遠隔操作関連のものが多く，中には遠隔でも実験・教育を可能にするためのアプリの開発，Web での動画視聴を可能とするための専用サーバの開設といったものまで挙げられていた。対策関連以外は Arduino と呼ばれる安価な入出力装置を用いたカメラ・教育機材の開発といったように限られた予算の中で学生や研究に貢献できるシステムが構築されていた。
これらから予算や限られた条件下においても対応できるよう日頃か
ら多くの機材・研究に目を向けて行動することで有事にも対応でき，技術面でも社会面でも貢献できるという事を学べた。

34

様式２

個 別 研 修 (FJT)報 告 書
20007

承認番号

研

修 者

所
属
（技術室名）
氏

研

修 名

名

提出年月日
計測技術室

（内線）３４７５
川口 敏史

総合技術研究会 2021 東北大学

研修期間

2021 年 3 月 3 日 ～ 2021 年 3 月 5 日

会

オンライン

場

2021 年 3 月 9 日

本研究会は Zoom で開催された。手間なく複数の会場の発表を聴ける、
見直しで理解を深められる等、メリットを多く感じた。
「これまでの 10
年、これからの 10 年」がテーマだったこともあり、組織化後の技術部運営やキャリア形成、東日本大震災からの復興、コロナ禍での教育に関する発表が多かった。運営やキャリア形成については、多くの組織が共通の悩みを持っているようだった。コロナ禍での教育については、
オンラインで行うための工夫が多く発表され、様々なツールを知ることもできた。中でも Unity で作成した実験装置の動作シミュレータを
研修成果の概要

実験教材に用いる方法は応用性が高いと感じた。装置への指示プログ
ラムを読み込み可能にしたり、物体の形状変化を表現するためのアイ
ディアがあり、発表した方のシミュレータの完成度は素晴らしいものだった。また、現在学んでいる機械学習に関連する発表も聴講できた。
目的によっては、GitHub の学習済みモデルを使うことで十分に実用可
能なシステムが開発できるようであり、参考になった。ローカル環境
での機械学習用デバイスについても知ることができた。この研究会で得た知識を今後の業務に活かしていきたい。

35

様式２

個 別 研 修 (FJT)報 告 書
承認番号

研

修 者

２０００５
所
属
（技術室名）
氏

研

修 名

名

提出年月日
計測技術室

（内線）３２８８
堺

三洋

総合技術研究会２０２１東北大学

研修期間

2021 年 3 月 3 日 ～ 2021 年 3 月 5 日

会

オンライン

場

2021 年 3 月 8 日「超純水製造装置のフィルタライフアップと節水の検討」のタイトル
でオンデマンド発表を行った。2 件の質問があり一つは山口大からプレフィルタに活性炭入りを用いると更にライフアップするアドバイスと、二つ目は信州大からシステム中の逆浸透膜フィルタ不純物除去ラ
インについて質問を頂いた。他機関の発表の中では、Unity を用いた
NC 旋盤シミュレータ（慶応大発表）がオンライン実習教材として非常によくできていた。更に私から質問を行い開発人数と期間は一人で約 4か月と回答を得た。安全教育教材の英語化（東北大発表）としてのツー
研修成果の概要

ルとして、DeepL（翻訳）と AmazonPolly（英文読み上げ）の紹介があった。特に DeepL は長い日本語文章を与えると翻訳精度が良く、逆に短文であると手動で修正する機会が多くなるそうである。英文翻訳
Tips としては、日本語から英語に一旦翻訳した文書を再度日本語に変換して翻訳前後の日本語を比較することで英文に誤りがないかチェックができることを学んだ。特別講演は川島隆太教授「最先端の脳科学研究とその応用」と今村文彦教授「東日本大震災から 10 年～大学の使命と今後の活動」の 2 件の講演を聴講した。今回得た知識を今後の技術部の活動に役立てて行きたい。

36

総合技術研究会2021

技術発表会要旨

超純水製造装置のフィルタライフアップと節水の検討
〇堺 三洋
山形大学

工学部

技術部

計測技術室

１．背景
山形大学工学部（米沢キャンパス）ではノムラマイクロ製・超純水製造装置（TW300RU および
TWU1000）が 1999 年から稼働を続けている。本装置の比抵抗設計仕様は 17.5MΩcm（at25℃）以上とユースポイント側で超純水供給量 1m3/h の能力を持つ。2015 年度で一次イオン交換筒（題目のフィルタを意味する）を 12 本／年（36 万円／年＝単価 3 万円×12 本）と水道水 960m3／年（80 m3／月）の消費実績がある。また本装置は 4 人世帯の水道使用量 24m3／月（東京都 HP より引用）と比較すると約 3 倍の水道使用量になる。装置ユーザー側での超純水消費量は約 200L／日以下であるため需要と供給のバランスが著しく悪い状況にあった。
２．目的
超純水製造装置の維持費用を低減しながら 10MΩcm 以上の超純水を安定供給する。
３．超純水の比抵抗
おおよその超純水比抵抗は約 10MΩcm 以上であり、純水は約 1MΩcm 程度である。参考値として水の理論比抵抗は約 18MΩcm である。これは水に全く不純物が溶け込んでいない際の数値であり、僅かでも不純物が混入すれば比抵抗値は 18MΩcm より低下する。
４．逆浸透法（Reverse Osmosis：RO 法）
圧力差を用いて膜を通じて溶液を流すことにより、例えば水とイオン成分，有機物，コロイド物質，
微生物等を分離する方法である。（物理学辞典より引用）材料はセルロース膜や架橋ポリアミド複合膜などが用いられている。水分子は 0.4nm に対して膜の穴は 2nm 程度の大きさである。
５．対策内容５．１ 超純水戻りラインの見直し
超純水戻りライン（図 1 参照）はユースポイントで消費されなかった超純水と原水を混合後に装置内で再処理するラインである。これでは超純水を廃棄することになる。そこで 1m3 タンクユニットに超純水を戻すラインに変更し、装置内での再処理負荷低減対策を行った。
（対策開始 2016 年 11 月～）
５．２ 装置の間欠運転化
従来の 24 時間連続運転から 3 時間毎に 15 分運転する間欠タイマーにて装置運転時間低減を行った。
（対策開始 2016 年 11 月～）
６．結果とまとめ
表１に対策前後の結果を示す。一次イオン交換筒ライフが約 7 倍、水道使用量が 9 割低減することができた。比抵抗年平均値は対策後において 10MΩcm 以上を保持している状況である。

項目
対策前
対策後

表１ 対策前後の比較
水道使用量
一次イオン交換筒
ライフ（日）（ｍ3/月）
３０（n=32）８０
２１５（n=4）６

比抵抗（年平均値）（MΩcm）
１７．８
１６．８

７．謝辞
日頃ご指導頂いている中島健介工学部長、齊藤敦教授、大嶋名誉教授に感謝致します。市水および排水ライン修繕等でお世話になりました工学部施設管理皆様に感謝致します。

37

原水（市の水道水）

Resistivity(Mohm-cm)

19

小型超純水製造装置
TW-300RU
製造能力 300L/h
逆浸透膜
一次イオン交換筒 内蔵

1m3
タンクユニット

18

17

16

超純水戻り

排水

2015
2016
2017
2018
2019

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3Month

図 2 年度別比抵抗の推移
100
80
2015
2016

3

Amount of Water(m /month)

小型超純水製造装置
TW-U1000
製造能力 1m3/h

超純水

60

2017
2018
2019

40
20
0

ユースポイント4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3Month

図 3 年度別水道使用量の推移

図 1 超純水製造装置系統図（対策前）
25

対策前

15
10

対策後

5
0

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290

頻度

20

ライフ（日）
図 4 一次イオン交換筒ライフのヒストグラム

38実験・実習技術研究会2020鹿児島大学 発表要旨（2020年3月18，19日）
一般市民を対象にした地域貢献活動の実施事例紹介○山吉 康弘山形大学工学部 技術部
1.はじめに
山形大学工学部技術部では，本学の広報と理工学の面白さを知ってもらうための地域貢献活動の一環として，児童を対象にした理科工作実験教室や本学部共催のイベントである科学フェスティバルの運営協力とブース出展を行っている．本報告では，一般市民を対象にして技術部主体で実施している，おとなのものづくり「身近な技術」の体験
塾（以降，体験塾と略す）の実施事例を紹介する．

表１．体験塾のテーマ
回

開催日

体験塾は一般市民，特に小中学校の理科の先生方

６

2019.12.7 マイコンと電圧計で作るアナログ時計（予定）-Arduino を使った簡単なﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞと工作-の教育現場やコミュニティ等を通して技術部の活動を

５

2018.12.1

簡単なドリンククーラー＆ウォーマーをつくろう

知っていただくために 2014 年度から実施している．表４

2017.12.2

発光ダイオード（LED）で光通信に挑戦！

１に体験塾のテーマを示す．2017 年度は発光ダイオ

３2017.1.7

ケルビン発電機（静電気発電機）の製作

２

2016.1.9

マイクロ発電に挑戦

１

2015.1.10

電子回路作りに挑戦してみませんか？

2. 2017～2019 年度の実施事例

ード（LED）を用いた光通信を行った．図１に示す光送信機は音源のメロディ IC の信号で振幅変調した光を

テーマ名

送信し，光受信機は LED と圧電スピーカーだけでも機能するが音量拡大と音質向上のために受光素子で変換した電気信号を増幅しダイナミックスピーカーで再生する機能をもつ．送信機の光源は LED の他にレーザーモジュール
が，受信機の受光素子は LED の他に太陽電池が切り替えて使用できる。また，送信機にはメロディ IC の代わりに携
帯音楽機器等を音源に利用するためのオーディオジャックも付加した．参加者には光送受信機を作製してもらった後，LED を用いた光通信の実験の他に，LED の代わりにレーザーや太陽電池を用いた光通信や，レンズや光ファイバーを用いた様々な実験を体感してもらったが，赤，緑，青色の LED とカラー透明下敷きを用いた波長多重光通信の実験が特に好評であった．2018 年度はペルチェ素子を利用したドリンククーラー＆ウォーマーを作製した．保冷と保温の機能を切り替えられ，室温 22℃の環境では缶飲料の温度が約 3 時間後に保冷時は約 5℃，保温時は約 48℃に達する性能を示した．今年度は Arduino を用いて 3 つのアナログ電圧計に時間（時・分・秒）を表示させる時計の製作を予定している．Cds セルによる暗所照明やサーボモータによって鳩を出現させる時報機能の追加も検討している．
3.まとめ
体験塾では，製作品にできるだけ付加価値をつけて教育現場や自宅等で活用してもらうことをコンセプトにして，日常業務で得た知識やアイデアを活かしながら工夫を凝らして実施している．参加者からは毎回好評を頂いているが，継続して実施していくためには新規参加者を獲得するための広報と新規テーマの継続的な検討が課題である．

図１．2017 年度に作製した光通信実験用の光送信機（左）と光受信機（右）39環境・安全衛生管理
活動報告2020 年度 環境・安全衛生管理活動報告
山形大学工学部技術部
環境・安全衛生担当 鈴木泰彦
１．はじめに2020 年度に米沢キャンパス内で実施された環境および安全衛生管理活動を報告する。
米沢キャンパスの安全衛生に関しては労働基準法および労働安全衛生法等の各種法令に準拠している。
今年度は総括安全衛生管理者（学部長）が交代となっており、新体制による安全衛生管理が実施されている。

を警告（図 1）
、２回目の違反でタイヤロック
によって車両を固定している（図 2）。
2020 年度では 8 件の車両固定が実施され、
1 件は車両固定・厳重注意後の再違反が確認された。2021 年 3 月現在も一部に違反が見られるものの、人身・物損等の事故は発生していない。

２．活動概要
今年度の活動概要は下記のとおりである。
(1) 安全衛生員会(2) 構内の交通安全管理(3) 薬品管理体制の整備(4) 作業環境測定
各活動の詳細を事項より記す。
２-１．安全衛生委員会
2020 年度は本原稿を執筆している 3 月上旬
現在において、毎月安全衛生委員会が開催されている。この内 5 月及び 6 月は新型コロナ
ウィルス感染対策のために対面式の会議開催を抑制し、持ち回り開催に、同じく 2021 年 1月および 2 月開催分は Web 会議形式による開催となった。
職場巡視の指摘事項の確認などの他、安全衛生推進計画に基づいて活動の報告および議論がおこなわれた。

図 2 車両固定実施状況

２-２．構内の交通安全管理
継続的に実施されている巡視と警告、車両固定および処分により構内の目立った駐車違
反は見られていない。6 月から構内の基幹・環境整備工事が開始され、教職員を含めて構内の駐車が規制されている。このことから取締体制の強化が安全衛生委員会で検討され、現在では違反 1 回目に「次回違反で車両固定」

２-３．薬品管理体制の整備
以前より工学部では薬品管理システムが一部の研究室に試験導入されている。このシス
テムの老朽化（サーバーのサポート期限切れ等）に伴い、バージョンアップが検討されていた。中島学部長、伊藤副学部長の指揮のもと WG が開催、議論され、IASO R7 の納入が決定した。

図 1 違反警告40

IASO は任意のブラウザから学内の指定 URLにログインして使用する。薬品類の登録、持ち出し、返却および廃棄を記録し、関連法規
毎に薬品の登録・廃棄・使用履歴が確認できる。
2021 年 3 月にシステムを導入し、4 月から仮運用を開始、後期から管理を定着させる予定である。本システムを用いて、PRTR 対象物
質の届け出や化学薬品の使用状況調査に対応することを検討している。また、近年管理の徹底強化が呼びかけられている毒劇物の管理にも本システムを利用する予定である。

表 1 作業環境測定結果（2020 年度は 1 回目のみ）
管理区分

2020 年度

2019 年度

2018 年度

第1

98

182

186

第2

1

9

5

第3

0

0

9

現在、作業環境測定は法令に則り、作業場
内の平均濃度分布を測る A 測定と、作業場内の最も高い場所の濃度を測る B 測定をおこなっている。しかしながら有識者の間では連続的な作業ではない環境において、従来の測定方法では正確な安全基準の管理が可能である
かの議論がおこなわれている。そこで、近年では作業者に有害物質の測定機器を装着した
個人サンプラーの導入が厚生労働省主導のもと検討されている。測定方法の有効性評価や高コストとなることなどから個人サンプラー方法はまだ定着していないが、今後に備え法令の理解や情報収集などの準備が必要である。

図 3 IASO R7 操作画面

２-５．その他
米沢キャンパスでは 2020 年 1 月より構内の全面禁煙が決定された。第 3 駐車場出入り口や東門、キャンパス西側の堀立川沿いの道において学生や工事関係者による路上喫煙が見られ、近隣住民からの苦情も寄せられている。健康増進法の一部を改正する法律（平成30 年法律第 78 号）に基づいて厚生労働省では学校敷地内では全面禁煙を指導している。
しかしながら路上喫煙は全国の大学で問題となっており、やむを得ず喫煙場所を設けている機関もある。
工学部の安全衛生委員会において対応が議論されている。現在のところ米沢キャンパス
では喫煙所の設置は予定されていない。

２-４．作業環境測定
2020 年度は 10 月～11 月および 1 月～2 月に 2 度の有機則および特化則に関する薬品の作業環境測定を実施した。図 4 に 10 月～11月に実施した場所を示す。また、直近 3 年分の管理区分の分布を表 1 に示す。過去は管理濃度の基準が低い（3 ppm）クロロホルムをド
ラフト外で使用することで第 3 管理区分に指定される箇所が多かったが、今年度 1 回目の
結果では第 2 管理区分が 1 件であり、第 3 管理区分の指定を受けた研究室は無かった。

４．今後の予定
薬品管理システムの定着のフォローをおこなうと共に、環境や安全衛生に関する資格を取得するなど、工学部の安全衛生体制強化に取り組む予定である。
図 4 作業環境測定実施場所

41

地域貢献活動報告
 高畠町 かめおか秋まつり「理科工作・実験教室」 実施報告

高畠町

かめおか秋まつり「理科工作・実験教室」

実施報告
松葉

滋

日 時：令和２年１０月１８日（日）１０：３０～１２：００
場 所：高畠町亀岡地区公民館 屋外テント
テーマ：「スペシャルスライムをつくろう」「ペットボトル噴水実験器」
参加者：（スライム）４５名，（ペットボトル噴水実験器）１５名
指導者：山吉康弘（統括技術長），村上 聡（地域連携担当），佐藤和昭（機器分析技術室），
松葉 滋（副統括技術長）
高畠町亀岡地区公民館で開催される秋まつりへの参加は今回で８年連続となる。今年
度は新型コロナウイルスの感染防止対策も必要となるため米沢キャンパス活動指針および広報室への確認を行い，屋外での開催であることから実施可能と判断した。多年参加しているイベントのため数年にわたって来てくれる児童も多い。実施テーマを担当者間で検討した結果，今回は「スペシャルスライ
ムを作ろう」と「ペットボトル噴水実験器」の２つのテーマで臨むことにした。「スライム」は何度やっても好評で定番のテーマとなっている。依頼人数は２０名であったが，毎回多くの児童が参加してくれるため，材料に十分余裕を持って準備した。当日は穏やかな天気で出足も良かった。特に「スライム」は人気があり４５セット分の材料を用意していたが１１時３０分で終了となった。もう一つのテーマ「ペットボトル噴水実験器」は，ペットボトルの中のストローから水が噴き出す
おもちゃの工作です。こちらは材料１５セット分を消費した時点で終了時間となった。今回の理科実験教室も無事に終了することができた。

42

技術部職員活動実績
2020/4/1－2021/3/31

活動実績
2020/4/1－2021/3/31
業績内容

実施年月日

所属

氏名

菊地真也．第一種衛生管理者免許取得．

2020/7/28

情報技術室

菊地真也

佐藤翼．第一種衛生管理者免許取得．

2021/2/3

機器分析技術室佐藤翼

2020/4-2021/3

計測技術室

坂原聖士

福岡市 福岡国際会議場 2020/5/27-29

計測技術室

根本昭彦

計測技術室

堺三洋

機器分析技術室佐々木貴史

2020/9/10

統括技術長

山吉康弘

2020/11/9

機器分析技術室藤原渉

2021/3/3-5

計測技術室

堺三洋

2020/4/5

計測技術室

菊地守也

2020/4/7

計測技術室

菊地守也

2020/6/23

機器分析技術室佐々木貴史

2020/6/27

計測技術室

水口 敬

職務に関連する技術系の資格試験合格

科学研究費補助金等の公募採択型の各種助成金の採択
坂原聖士．ミトコンドリアDNA高精度定量システムを利用した受精卵品質評価法の確立．科学研究費補助金（奨励研究）．
学会や技術研究会等における技術・研究発表
熱インプリント加工によるフレキシブル微細配線の形成．第69回高分子学会
年次大会．移川航，根本昭彦，黒瀬隆，伊藤浩志．
(学会中止のためみなし発表扱い）．
令和2年度

東北地区技術職員研修技術発表会．古い装置の修理方法紹介．堺三洋． 2020/8/25-27．東北大学オンライン開催．
令和2年度

2020/8/25-27

東北地区技術職員研修技術発表会．温泉水を受容する河川におけるpH挙動のモデル解析．佐々木貴史．2020/8/25-27．東北大学オンライン開 2020/8/26
催．
日本音響学会2020年秋季研究発表会．強力超音波用ボルト締めランジュバン型振動子における部品界面の最適静的与圧に関する研究．藤田捷希，足立和成，山吉康弘．2020/9.9-11．オンライン開催．
第57回ペプチド討論会．The Tandem Conjugate Addition-Elimination of an
Enol Tosylate with a Chiral Ni(Ⅱ) Complex．Yuhei Shigeno, Jianlin Han,
Vadim A. Soloshonok, Hiroki Moriwaki, Wataru Fujiwara, Hiroyuki Konnno．
2020/11/9．オンライン開催．
総合技術研究会2021東北大学. 超純水製造装置のフィルタライフアップと節水の検討．堺三洋．2021/3/3-5． 東北大学．
学術雑誌等への掲載論文
Yoshinori Suzuki, Takahiro Watanabe, Hiroki Kosugi, Kayo Ueda, Moriya
Kikuchi, Atsushi Narumi, and Seigou Kawaguchi, Dilute solution propertiesof poly(D,L-lactide) by static light scattering, SAXS, and intrinsic viscosity.
Polym. J. 2020, 52, 387-396.
Jian Li, Shunsuke Mizutani, Shin-ichiro Sato, Atsushi Narumi, Osamu Haba,
Seigou Kawaguchi, Moriya Kikuchi, Toyoji Kakuchi, and Xiande Shen,
Thermoresponsive properties of poly(N-isopropyl,N-methylacrylamide) andits statistical and block copolymers with poly(N,N-dimethylacrylamide)
prepared by B(C6F5)3-catalyzed group transfer polymerization. Polym.
Chem. 2020, 11, 2346-2359.
Luc Duc Phung, Megumi Ichikawa, Dung Viet Pham, Atsushi Sasaki and
Toru Watanabe, High yield of protein-rich forage rice achieved by soil
amendment with composted sewage sludge and topdressing with treatedwastewater, Scientific Reports, 23 June 2020, volume Vol.10, Article
number: 10155.
Yanbe, T., Mizuguchi, K., Yamakado, R., Okada, S..
Optical Property Control of π-Electronic Systems Bearing Lewis Pairs by
Ion Coordination. Chem. Commun. 2020, vol. 56, 10654-10657.

43

業績内容

実施年月日

所属

氏名

機器分析技術室

藤原 渉

計測技術室

菊地守也

機器分析技術室佐々木貴史

2020/8/26

統括技術長

山吉康弘

高橋尚矢．Adobe MAX Japan 2020．オンライン参加．

2020/10/21-22

情報技術室

高橋尚矢

高橋尚矢．高圧ガス保安講習会受講．山形大学．

2020/12/8

情報技術室

高橋尚矢

水口 敬．第46回 分析機器NMRユーザーズミーティング．

2020/12/18

計測技術室

水口 敬

高橋尚矢．山形大学学生支援のための研修会受講，山形大学．

2020/12/20

情報技術室

高橋尚矢

2021/2/12

環境・安全衛生担当

鈴木泰彦

2021/3/3

環境・安全衛生担当

鈴木泰彦

川口敏史．MATLAB基礎＆AI・データサイエンス講座．オンライン受講．

2021/3/22-23

計測技術室

川口敏史

川口敏史．Simulink基礎講座．オンライン受講．

2021/3/25

計測技術室

川口敏史

佐々木貴史．第81回分析化学討論会

2020/4-2021/５

機器分析技術室佐々木貴史

2021/9

計測技術室

根本昭彦

2020/12/7-2021/6

計測技術室

根本昭彦

学術雑誌等への掲載論文
Yuhei Shigeno, Jianlin Han, Vadim A. Soloshonok, Hiroki Moriwaki, Wataru
Fujiwara, Hiroyuki Konnno. Asymmetric synthesis of (S)-3methyleneglutamic acid and its N-Fmoc derivative via Michael addition–
elimination reaction of chiral glycine Ni (II) complex with enol tosylates,

2020/12/3

Chirality. 2021, Vol. 33, 115-123.
Ryohei Kakuchi, Kota Fukasawa, Moriya Kikuchi, Atsushi Narumi, Seigou
Kawaguchi, Yao Li, Hyung Kim, Hideki Amii, Computer-aided design ofpostpolymerization modification reaction based on aminolysis of α,α-2021/1/12

difluoroacetate esters. Macromolecules 2021, 54, 364-372.
Viet-Dung Pham, Mila-Siti Fatimah, Atsushi Sasaki, Van-Hieu Duong,
Khac-Lieu Pham, Praise Susan and Toru Watanabe, Seasonal variation andsource identification of heavy metal(loid) contamination in peri-urban farms 2021/3/8
of Hue city, Vietnam. Environmental Pollution, 1 June 2021 (Available online
8 March 2021), Vol. 278, Article number: 116813.
その他

個別研修以外での学内・外の研修参加等

山吉康弘．2020年度東北地区国立大学法人等技術職員研修技術発表会．東北大学オンライン参加.

鈴木泰彦．大学等環境安全協議会 第13回実務者連絡回技術研修会「大学等における個人サンプラーの有用性の検討」 オンライン参加．
鈴木泰彦, 総合技術研究会2022東北大学「安全教育の紹介と災害時の安全衛生活動解説および意見交換会」 オンライン参加．

実行委員委員担当．

根本昭彦．2020年度砥粒加工学会学術講演会

実行委員担当．

根本昭彦．企業との学術指導契約．

44

編集後記
この冬は雪が多かったですが、春の訪れは早く、2021 年 4 月中旬の現在、満開の桜が徐々に散り始めています。ちょうど一年前はコロナウイルスの蔓延に伴う緊急事態宣言下であり、コロナ禍の終息を願いつつ昨年度技術報告の編集作業を進めておりました。
残念ながら、現在は感染第 4 波の只中であり、事態はまだ好転しておりません。本技術報
告では，このコロナ禍に伴い技術部職員研修および技術談話会の中止となり、それらのトピックの掲載はなくなりました。
日本を含む世界中でコロナウイルスに関する研究データが既に数多く示されておりますが、これら研究と得られた知見の有効活用が事態を早期に収束させるカギであると思います。そのためには、信頼性の高いデータを得ることとそのデータを決して恣意的でなく取り扱うことが重要だと感じています。それは、学術研究の一端を担う我々技術屋にもそのまま当てはまることであり、これからの仕事において絶対に忘れないようにしたいと感じている次第です。
「技術報告 第１９巻」に原稿をお寄せいただきましたすべての執筆者ならびに作成にご協力頂いた皆々様にこの場を借りて厚く御礼申し上げます。
文 佐々木貴史

技術報告第１8 巻 編集委員
委員長

佐々木貴史

副委員長 榎本正則
編集委員 伊藤雄太 川口敏史 鈴木裕幸

山形大学工学部技術部

２０２０年度 技術報告 第 19 巻
発行日

2021 年 4 月 30 日

発行者

山形大学工学部技術部

編集者

山形大学工学部技術部広報部会〒992-8510 米沢市城南４丁目３－１６
tech@yz.yamagata-u.ac.jp
https://tech-staff.yz.yamagata-u.ac.jp/