〔 排ガス濃度高精度連続測定 〕〔 バグフィルター性能監視 〕

バックスキャッタ方式ダストモニター

後方散乱方式の採用で簡易な取付と高いメンテナンス性を実現！

CAT.No.Z1-256-1901J

バックスキャッタ方式ダストモニター● 後方散乱方式の採用で、利便性の高い片側取付を実現● 0.01mg/m 3 の分解能

● 1 〜 15m の大型設備のばいじん濃度測定に最適● 自己診断機能付き● 諸条件の影響を受けにくく、安定した測定が可能

分離型質量濃度計

多機能分離型質量濃度計

一体型相対濃度計

1

■ 動作原理
排ガス中のばいじんにレーザー光を照射して発生した散乱光の強度の変化を読み取り、ばいじん濃度変化に換算します。
後方に散乱した光を検知しており、レーザーと検知部が同じセンサ内にあるので対向して取付ける必要がなく、光軸調整も必要ありません。

自己診断機構レーザー光

テレスコープ受信範囲

レーザー光に沿って散乱光が発生する。

レーザー光はダクト壁に当たるが、散乱光は検出しない。

■センサ仕様■センサ外形図
354100対応ダクト径81071～15ｍ
周囲温度：－20～50℃

パチン錠
許 容 温 度

排ガスダクト内温度：-20～250℃（標準仕様）

φ76.3－20～400℃（オプション）

フランジフロースイッチ
278

エアパージ口 φ25

許 容 圧 力±0.2kPa

分＜0.1mg/ｍ3

解能反 応 速 度

2秒

プ ローブ 材 質

SUS316センサ接続口径JIS10K80A
JIS5K100A
JIS10K100A

重9.6kg

量

オプション

AOM

SPUR

（アナログアウトプットモジュール）

（スパー）

177

SPUR（スパー）の活用

100

8165

ネットワーク中のセンサを、点検や故障等の理由でネットワークから 1 台取り外すとそのセンサより後流側のセンサは通信不能になります。
奥行：56.5

ただし、各センサに 1 台づつ SPUR（スパー）を奥行：45設ける事により、センサを取り外しても SPUR がDC4〜20mA×8（負荷抵抗500Ω）通信を維持します。

PSU リピーター

ROM（リレーアウトプットモジュール）177

PSUリピーターの活用
81

81251

ケーブル長さが規定値（ 2750 ｍ）を超える場合は、PSU リピーターを設ける事によりケーブルの奥行：56.5

リレー接点1C×8（AC250V1A）

奥行：56.5

電源AC90〜260V 50/60Hz延長が可能になります。
（詳細はご相談ください）2

QAL360Std : 分離型質量濃度計■インターフェイスモジュール 仕様■ 設 定 理念
インターフェイスモジュールを採用しロガーを搭載しているため、

電源

手分析値との校正により、質量濃度計として使用可能。

AC100~240V 1A (50/60Hz)
濃度出力

センサとコントローラが分離しているため現場から離れたところ

DC4 ～ 20ｍA（絶縁型 負荷抵抗 max500Ω）

出力

入力

2 デジタル入力（プラント OFF 等）
接続点数 1 点からインターフェイスモジュールにてリアルタイムでの計測や設定、

シリアル RS485
リレー接点 1c×2（AC250V 2A）

分析が可能。

■システムレイアウト

セン

サ分解能インターフェイスモジュール
メモ リ 容 量PC＜ 0.1mg/ｍ3
長期：12 ヶ月

＠15 分

短期：7 日間

＠1 分

パルス：2 時間 ＠1 秒
アラーム：500 個
保護等級 IP65

材

ADC（エポキシコーティング）

質

ディスプレイ

LCD（バーグラフ、数値、トレンド表示）

許 容 温 度

-20 ～ 50℃

DC4〜20mA

重1.6kg2× アラーム

ケーブル仕様データケーブル
電源

ハウジング

■外形図

さ４芯シールドケーブル

電源表示LED220

濃度警報表示LED

204

自己診断異常LED

184
102
ディスプレイ

133

122

82

奥行：80

23

QAL 360 Std

R

1704-Φ6.5■機 能 説明

3ディス プ レ イ

ディスプレイフィルター値設定〔 1-3600sec 〕

校校正係数値設定〔 0.001-99999 〕

正係

数

4 －2 0 m A 出 力

DC20mA 出力値設定〔 0.001-9999999 〕

警報接点出力警報値設定〔 0.0001-9999999 〕

オ フ セ ッ ト

出力遅延時間値設定〔 1-90000 〕

プラントストップ入力

外部入力により警報接点・ディスプレイ・濃度出力制御

自ゼロ・スパン、通信チェック、エアパージ ( オプション )己診

断出力フィルター値〔 1-9999 〕

オフセット値設定〔 0.0001-9999999 〕

25°

電線グランド3-M20

QAL360PRO : 多機能分離型質量濃度計■ 設 定 理念
プロコントローラをベースにしたマルチセンサシステムを採用することで酸素濃 度、ガス流量、温 度計、圧力、センサを含めた連 続排出管理装置（ CEMS ）の一部として使用可能になります。最大16 台のセンサを接続可能。計装信号を全数取り出し可能でパソコンでの集中監視に最適。
184■プロコントローラ外形図

102
電源表示LED
自己診断異常LED

118

23200
70

133

4-φ6.5

ディスプレイ

濃度警報表示LED390
362

ProController CEM

170

電線グランドR

プロコントローラ

電線グランド3-M2025°■プロコントローラ仕様
電源

出力

AC85~265V 40W (50/60Hz)

ディス プ レ イ

ディスプレイフィルター値設定〔1-3600sec〕

濃度出力

校校正係数値設定〔0.001-99999〕

正係数

DC4～20ｍA×4（絶縁型負荷抵抗max500Ω）
4 －2 0 m A 出 力

シリアルRS485

出力フィルター値〔1-9999〕

リレー接点1c×4（AC250V/DC24V 3A）
入力

4デジタル入力、2アナログ入力（DC4-20mA）

セン

サ

接続点数16点分

解能＜ 0.1mg/m 3

メ モ リ 容 量

長期：48ヶ月＠15分 短期：28日間

パルス：2時間 ＠1秒
保護等級IP66

材

ADC（エポキシコーティング）

質デ ィス プ レ イ

LCD（バーグラフ、数値、トレンド表示）

許 容 温

度-20～50℃

重さ5.7kg

ケ ーブ ル 仕 様

警報接点出力警報値設定〔0.0001-9999999〕
出力遅延時間値設定〔1-9999〕

＠1分

アラーム：500 個

ハ ウ ジ ン グ

DC20mA 出力値設定〔1-9999999〕

オ フ セ ッ ト

オフセット値設定〔0.0001-9999999〕

プラントストップ入力

外部入力により警報接点・ディスプレイ・濃度出力制御

自ゼロ・スパン、通信チェック、エアパージ(オプション)

己診

断4芯シールドケーブル■システムレイアウト

PCUSB・・・ MAX16台 ・・・

スパー

スパー

SPUR

SPUR

電源ROM

AOM

リレーアウトプットモジュール

アナログアウトプットモジュール

リレー ×8アナログ出力 ×8

RS485 出力 ×2
デジタル入力 ×4
アナログ出力 ×4
リレー ×4
アナログ入力 ×24

QAL360c : 一体型相対濃度計■ 設 定 理念

■仕 様

相対濃度計は、プロセスの正常・異常を判断するための基準値が必要になります。
正常運転時の表示をスケーリング機能にて任意の電源

AC100～240V 32mA（50/60Hz）【 オプション DC24V 300mA 】

出力

濃度出力 DC4～20mA（絶縁型 負荷抵抗max500Ω）
リレー接点１b×2（アラーム出力時と電源OFF時間）

力

プラントストップ信号（DC24V入力時に表示・出力を変更）

能< 0.1mg/m 3

数値 ( 推奨 1.0) に設定し、この任意数値に対して入の変化量にてプロセスの正常・異常を判断します。

分解ハウジング■システムレイアウト

ディスプ レ イ

保護等級 IP65

LEDデジタルディスプレイ LEDランプ
周囲温度−25℃～ 50℃

許 容 温 度

排気ダクト内温度−25℃～ 250℃（標準仕様）

対応ダクト径1 ～ 15m【オプション 2 ～ 10m 】

材

ADC（エポキシコーティング）−25℃～ 400℃（高温仕様）

質

センサ材質

SUS316センサ接続口径JIS10K80A
JIS5K100A
JIS10K100A

重約 9.6kg

アラーム警報DC4〜20mA
電量源■機 能 説明ディス プ レ イ

ディスプレイフィルター値設定〔1-9999sec〕

校

校正係数値設定〔0.001-9999〕

正係数

4 －2 0 m A 出 力

DC20mA 出力値設定〔0.001-999.9〕

警報接点出力警報値設定〔0.001-9999〕

オ フ セ ッ ト

出力遅延時間値設定〔1-9999〕

プラントストップ入力

外部入力により警報接点・ディスプレイ・濃度出力制御

自ゼロ・スパン、通信チェック、エアパージ ( オプション )己診

断出力フィルター値〔1-9999〕

オフセット値設定〔0.001-9999999〕■ 接 続 図及び内部説明

メニューセレクトボタン
リセットボタン
電源 LED
濃度警報 LED
自己診断 LED

電源

4-20mA出力
アラーム出力1ｂ× 2（アラーム出力時と電源OFF時 開）

5

LEDディスプレイ
ナビゲーションボタン

■自己診断機 能QAL360 シリーズは自己診断機能を有おり、レーザーの劣化によるドリフト、レンズの汚れに起因する状態異常を、自動的に検出します。散乱強度の異なる光散乱素子を介し、模擬的な信号を入力する事で、汚れやドリフトを検知し、外部アラームを出力することができます。

●自動機 能チェック
通常運転

自動機能チェック（30 分毎）

ゼロ（ドリフト）オペレーション

スパン（アップスケール）操作

レーザ光は、スタックに向けられています。
テレスコープによって後方散乱光を検出します。

自己診断装置が回転し、レーザー光は自己診断装置を介して検知されます。
システム全体の光学部品のチェックを行います。

レーザー光をブロックし、ゼロ点チェックを行います。

内臓のスパンエレメントが回転し、フィルターを介した検出値の正当性を確認します。

メンテナンス性
電子部品および光源が装備されている本体ケースと取付部はヒンジで接続されています。フランジから取外す事なくレンズの清掃ができ、メンテナンス性の高い設計になっています。エアパージ供給量が低下した事をフロースイッチ ( オプション ) で検出し、スパンエレメントを回転させレーザー光ホールとレンズの汚れを最小限にとどめます。

レーザー光ホール
スパンエレメントレーザー

自己診断機構用
サーポモータテレスコープ
レンズ
ガスケット

パチン鍵
排ガス遮断装置（オプション）●排ガス遮断装置（オプション）

パージ監視用フロースイッチ( オプション )エアパージ入口●手動監査ユニット マルチポイント（オプション）

清掃時や点検など必要に応じて開閉して有害な煙道

必要に応じて手動監査ユニットにて 5 点のガスの流入を遮断し、作業員を保護します。

リニアリティチェックを行い計器の正当性を確認できます。
〔 0 ％、25.3 ％、50.6 ％、78.7 ％、100 ％〕6■取付注意事項■取付フランジ仕様
共通フランジ

10｟2PCD

3Φ16ダクト径※
対応フランジ

JIS5K100A
JIS10K80A
JIS10K100A

31

取付座内径：
Φ80以上

標準仕様

19

オプション

取付座高さ：300以下

D
D
PC

JISフランジΦJIS5K100A 相当以上製作可: 厚みt
Φ D : 外径P C D : PCD
N-ΦH N- ΦH : 穴数-穴径a＝5D■センサ取付条 件
正確な測定をするために、センサの取付は下記の条件を出来る限り満たしてください。

5D（直径×5）以上

y ＝センサ取付位置より上流側直管距離

2D〜5D

z ＝センサ取付位置より手分析位置までの距離

300mm〜1D

s ＝ダクト内壁よりセンサ検出位置までの距離

150mm以上

z＝300〜1D

x ＝手分析位置より上流側直管距離センサ

y＝2D〜5D

5D（直径×5）以上

x＝5D

a ＝手分析位置より排出口までの距離

手分析位置

FLOW

※ 外部の光がセンサまで届かず、設備停止時、雨が入って来ない位置を選んでください。

D

センサ取付座は振動が発生しない様に取付ください。必要であれば補強板を溶接ください。

エアパージ
エアパージ用ブロアーユニット
標準装備の自己診断機能でレンズの汚れは自動チェックされますが、レンズへのダスト付着による測定誤差を防止する為には計器に連続的なエアー供給が必要です。弊社では専用のブロアーユニットをオプションでご用意しております。また、オプションのフロースイッチを装備すると、エアー供給が停止したり、エアー量が減少した場合にアラームを出す事が可能です。
ブロアエア出口

ブロアー仕様ブロア【単相 AC100V または AC200V 切替】

2.0/2.6A

モ ー タ ー 出 力 ：12.0kPa 50Hz

15.0kPa 60Hz

最 大 吐 出 圧 力 ：0.25kw 50Hz

0.38kw 60Hz

304.0/5.2A

AC200V 50/60Hz

2707070240

電源・定格電流値 ：AC100V 50/60Hz（φ25ホースニップル）
ホース
ホース接続口250
210（取付寸法）※端子BOX 内金属板にて電圧切替

エアフィルタ端子BOX
カバー（SUS304） 電線取出口：M25-P1.5×1、
M16-P1.5×1

定格 吐出 風量 ：0.9m 3/min 50Hz 1.1m 3/min 60Hz
定格 吐出 静圧 ：3.92kPa

4-φ10

Line of business

350（取付寸法）
450

ベース（SS400）

粉・粒・液体………レベル制御機器総合メーカー●

回転式レベルスイッチ●

フロースイッチ●

振動式レベルスイッチ●

電極式レベルスイッチ●

振子式レベルスイッチ●

フロート式スイッチ●

音波式レベルスイッチ●

フロート式レベルメータ●

静電容量式レベルスイッチ●

超音波式レベルメータ●

静電容量式近接センサ●

コンベア周辺機器●

静電容量式レベルメータ●

ダストモニター

名古屋営業所 〒 464-0075 名古屋市千種区内山 3 丁目 10-17 TEL.052-741-2432 FAX.052-741-1588●

ダイヤフラム式レベルスイッチ●

ジルコニア酸素濃度計

大 阪 営 業 所 〒 530-0056 大 阪 市 北 区 兎 我 野 町 2 番 14 号 TEL.06-6312-2071 FAX.06-6314-0848●

チルトスイッチ●

レーザー式レベルメータ●

リーク式レベルスイッチ●

電波式レベルメータ●

マイクロウェーブ式スイッチ●

液体濃度・濁度計●

サウンジング式レベルメータ●

超音波流量計※ご使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
※予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。

オフィシャルサイト

本社 〒530-0056大阪市北区兎我野町2番14号
T E L . 06-6312-2071・FAX.06-6314-0848
e-mail: infoj@kansai-automation.co.jp
東 京 支 店 〒 105-0013 東 京 都 港 区 浜 松 町 1 丁 目 2 9 - 6 TEL.03-5777-6931 FAX.03-5777-6933

九 州 営 業 所 〒 802-0003 北九州市小倉北区米町 1 丁目 1-21 TEL.093-511-4741 FAX.093-511-4580
代理店