乾燥固体用オンライン流量計
Flow Measurement for dry bulk solids

粉体輸送ライン内に突起物がなく非接触で測定するため高質量の流量測定が可能です。

CAT.No.ZZ-264-1904J

■用途

MaxxFlowHTCは、粉 体 の 流 れ の中に検 出 部を突 出しな い 固 体 用流量計です。
配管の角度に制約されず、設置面間も短いため、インパクトプレートやシュート秤などの複雑で高価な設備でも使用可能です。
また、配管の向き（水平、垂直）を問わず設置できるため、ロータリーフィーダー、スクリューコンベア、エアースライダー、チェーンコンベアなど搬送機の後段に設置されます。

ロータリーフィーダー

スクリューコンベア

80 t /h

120 t /h

■特長

● 測定管内に突起物がないため、管内全体が測定対象● センサ部耐熱Max．120℃● 非接触測定方式（駆動部なし）● 耐圧● 再設置が容易● センサ内部は耐摩耗性に優れたセラミック構造

1MPa● 防塵タイプ■機

能搬送機の後段で、測定物は落下またはスライドしてセンサを通過します。
この時、物質の種類と速度を記録します。
測定物は搬送機の後、一定の高さから落下し、物質の流速は加速されますが、設置場所では一定になります。
そのため、落下高さに応じて係数を計算することができます。
流量は以下のように計算できます。

v= 2×g×hv=流速g=かさ比重h=落下高さQ(kg/s) = K(kg/m 3) × v(m/s) × A(m 2)センサから高周波を発射することにより、測定管内に測定電場が形成されます。測定管（センサ内部の管）は耐摩耗性セラミック（アルミナ）で構成されています。
管内を流れる乾燥固体は交流電場の増幅度を減少させます。これによりセンサ内の固体（kg/m 3）に比例する測定信号を導きます。もし、測定中に流速が変化しても追従して計測します。

アルミナh

■ キャリブレーション■システム構成

MaxxFlow は、測定中に速度記録を行っているため、完全な測定システムは以下の機器で構成されます。

速度計測にキャリブレーションを必要としません。従って、【取付規格】

簡単にキャリブレーションが行えます。

DN100mm / DN150mm / DN200mm

測定物サンプル（約10ℓ＝センサ容積）を、センサ上流の搬送経路にある充填ノズルから投入します。
センサ下流にはキャリブレーションのために流れを封鎖するナイフ＋ゲートを設けます。
センサが測定物で完全に満たされた時、比重は測定物のセンサかさ比重に相当します。このかさ比重（設定点）は、簡単にトランスミッター

4 芯シールドケーブルｇ/ℓとして計算され評価単位（フルキャリブレーション）Max.300mとして入力されます。よって、流量が大きい場合であっても■オプション約10ℓのサンプルだけでキャリブレーションが行えます。

ご要望によりゲートバルブ（キャリブレーション用）も供給いたします。
投入経路機器

ゲートバルブ■設

定センサを設定するには、センサを通過する固体の流れが阻害されないことと、最大流量を把握していることが必要です。
設 定 例
最大流量：80ｔ/ｈ、かさ比重：0.8ｔ/m 3 の場合 最大流量（容量）＝100m 3 /h

【DN150】【DN200】
300.0

300.0
250.0

250.0

200.0

200.0

m 3 /hm 3 /hm 3 /h

【DN100】70.060.050.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.00
0150.0100.012345150.0
100.0

50.0

50.0

0.00
00.00m/s

12345m/s

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5m/s

流速3m/s が必要

流速1.7m/s が必要

1.2
1.0m0.8

左記のように上記流速を得るには搬送経路～センサ間は、0.5ｍ（DN150）、0.15（DN200)0.6の距離が必要です。

0.40.200 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5m/s

仕様概要
■落下と測定レンジ
センサは、設置用スタンド高さ、落下または測定レンジによって選定されます。
センサ面間距離：DN100：220mm

DN150：290mm

DN200：310mm

前頁の例より測定点の設定は DN150 センサでは、500mm+290mm=790mm となります。

落下高さ

測定物が落下の場合、測定レンジの最小～最大の比率は1：5 になります。前頁の例よりDN150 では、
α≧60℃20m3/h ～ 100m3/h です。
DN200 においては、0.15m と投入路の高さが短いため、流れが弱まらないよう角度に注意が必要

αです。流れにくい測定物の場合は角度αは最小60°は確保してください。また投入路（落下高さ）を大きくする必要がある場合は、測定レンジの下限が上がることに注意してください。
なお、この例におけるDN200 の測定レンジは、30m3/h 〜 150m3/h です。

■ センサ■トランスミッター

ウジン

グ

鋼材
（塗装仕上げ）（オプションSUS304）
フランジ EN1092-1/PN10

電ハパイプ

内部

セラミックAl 2O 3等級

IP65

寸法

度

センサーパイプ： -20 - +120℃
センサー電子部： 0 - +60℃

重量

端子ワイヤーサイズ

保使

護用

温出

力

1bar（オプション 10bar）
88kHz
Max.2mW

重量精度

最 大 使 用 圧 力
周波数

源

消費

電力

保護等級

使用

温度

ケ ーブ ル グ ラ ン ド
電流

出力

AC 110/240V、50Hz、DC 24V
20W/24VA
IP65（EN60529/10.91）-10～+45℃
258×237×174 (W×H×D)
約2.5kg
3×M16(4.5-10mmФ)
0.2-2.5mm 2 [AWG24-14]
2×4 -20mA (0–20mA)

型式による

ア ラ ー ム 出 力
エ ラ ー 出 力

リレー（トグルスイッチ付）
max. AC 250V、1A±3%（測定範囲、測定物による）

デー タバックアップ

フラッシュメモリ

パ力

オープンコレクタ、-max.30V、20mA

信

RS 485 ModBus

ルス

出通■ 外形寸法図

8×PD ECDN

DN100
アース端子

B

DN150/200
F

Ф100
Ф180
Ф220

8×Ф18DN

A

PD

E

F

100

220 250 220 180

B1831150

290 269 285 240

2236200

310 294 340 295

2223.5C

A

Line of business

粉・粒・液体………レベル制御機器総合メーカー●

回転式レベルスイッチ●

フロースイッチ●

振動式レベルスイッチ●

電極式レベルスイッチ●

振子式レベルスイッチ●

フロート式スイッチ●

音波式レベルスイッチ●

フロート式レベルメータ●

静電容量式レベルスイッチ●

超音波式レベルメータ●

静電容量式近接センサ●

コンベア周辺機器●

静電容量式レベルメータ●

ダストモニター

名古屋営業所 〒 464-0075 名古屋市千種区内山 3 丁目 10-17 TEL.052-741-2432 FAX.052-741-1588●

ダイヤフラム式レベルスイッチ●

ジルコニア酸素濃度計

大 阪 営 業 所 〒 530-0056 大 阪 市 北 区 兎 我 野 町 2 番 14 号 TEL.06-6312-2071 FAX.06-6314-0848●

チルトスイッチ●

レーザー式レベルメータ●

リーク式レベルスイッチ●

電波式レベルメータ●

マイクロウェーブ式スイッチ●

液体濃度・濁度計●

サウンジング式レベルメータ●

超音波流量計※ご使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
※予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。

オフィシャルサイト

社 〒530-0056大阪市北区兎我野町2番14号
T E L . 06-6312-2071・FAX.06-6314-0848
e-mail: infoj@kansai-automation.co.jp
本東 京 支 店 〒 105-0013 東 京 都 港 区 浜 松 町 1 丁 目 2 9 - 6 TEL.03-5777-6931 FAX.03-5777-6933

九 州 営 業 所 〒 802-0003 北九州市小倉北区米町 1 丁目 1-21 TEL.093-511-4741 FAX.093-511-4580
代理店