【 取 扱 説 明 書 】
スピード及び流量コントローラ

ＭＯＤＥＬ：ＳＰ－８２２シリーズ

シリーズ名

出 力

入力

ｾﾝｻ

電源

端子台
カバー

ＳＰ－８２２ ＣＶ機

能

アナログ制御電圧出力（DC0～10V,0～5V）

ＣＩ

アナログ制御電流出力（DC0～20mA）
RS4

ＲＳ－４８５通信（２線式）

RS4W

ＲＳ－４８５通信（４線式）
ＢＩ

ＢＣＤ入力（SV値CH No.設定外部入力）
無記

オープンコレクタパルス入力

Ｆ

電圧パルス入力

Ａ２

アナログ電流入力（DC4～20mA）

Ａ３

アナログ電圧入力（DC1～5V）

Ａ４

アナログ電圧入力（DC0～5V）

Ａ５

アナログ電圧入力（DC0～10V）Ｖ

タコゼネ信号入力（AC0.3V～80Vp-p）

Ｎ

サイン波信号入力（AC0.05V～20Vp-p）
無記

ＡＣフリー電源（AC85～264V）

ＤＣ

ＤＣ電源（DC12～24V）
無記 端子台カバー無し
Ｃ

端子台カバー付き（２枚）

ユーアイニクス株式会社
本

社

東京営業所

〒593-8311 大阪府堺市西区上１２３－１
TEL 072-274-6001 FAX 072-274-6005
TEL 03-5256-8311

FAX 03-5256-8312【 第８版

2012.4.9 】@SP-822(8)ご使用に際しての注意事項とお願い
この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品を安全にご使用いただくため、下記の注意事項と本書をご一読されますようお願い申し上げます。
注意
１．電源電圧は仕様範囲内で使用してください。
２．負荷は定格以下で使用してください。
３．直射日光はさけて使用してください。
４．可燃性ガスや発火物のある場所では使用しないでください 。
５．定格をこえる温湿度の場所や結露の起きやすい場所では使用しないでください。
６．本体に激しい振動や衝撃を与えないでください。
７．本体に金属粉・ほこり・水等が入らないようにしてください。
８．電源配線時は感電等の事故に注意してください。
９．通電中は端子に触らないでください。感電のおそれがあります。
１０．電源を入れた状態で分解したり内部に触れたりしないでください。
感電のおそれがあります。
１１．ＳＰ－８２２の電源を切りますと、コントロール用のアナログ出力はオープン状態となります。
接続されるモータ等によりましては、回転する場合がありますので、ＳＰ－８２２に接続される駆動装置は、ＳＰ－８２２の電源のＯＮ／ＯＦＦと同じタイミングで、電源をＯＮ／ＯＦＦするかまたは、駆動装置ＯＦＦの場合はＳＰ－８２２のリセットをＯＮとなるよ
うにシステムを組んでください。リセットＯＮ時は制御出力は０Ｖを出力しますので回転はしません。

目

次

１．付属品の確認と保証期間について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１２．仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２～３

３．指示計（メータ）の取り付けかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４

４．フロント部の各名称とその機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５～６

５．端子台の接続方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

７

６．入力回路の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

８

７．ディップスイッチの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

９

８．設定メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
９．初期設定値と初期化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
１０．モード設定値の変更のしかたと各内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２～２４「モードＮｏ.００」 瞬時計測：換算値の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４～１５「モードＮｏ.０１」 瞬時計測：ＥＸＰ値、オートゼロ時間、表示サンプリング時間の設定・・・１６「モードＮｏ.０２」 瞬時計測：単位時間、ＰＶ最下位桁表示、小数点位置の設定・・・・・・・１７「モードＮｏ.０３」 瞬時計測：警報出力選択、限度値出力、オートゼロ時の警報出力、判定禁止時間の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８～１９「モードＮｏ.０４」 制御：コントロールゲインの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９「モードＮｏ.０５」 アナログ出力：アナログＭＡＸ出力における機械速度設定・・・・・・・・２０「モードＮｏ.０６」 アナログ出力：初期電圧比率設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１「モードＮｏ.０７」 制御：ＳＶ上限限界値設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１「モードＮｏ.０８」 アナログ出力：アナログ出力レンジ、電圧減衰特性設定・・・・・・・・・２２「モードＮｏ.０９」 警報出力：ＳＶ値設定方法、ＢＣＤ入力×１０、ＢＣＤ入力論理設定・・・２３「モードＮｏ.１０」 ＲＳ－４８５：ユニット番号（ＩＤ）設定・・・・・・・・・・・・・・・２３「モードＮｏ.１１」 ＲＳ－４８５：ﾎﾞｰﾚｰﾄ、ﾃﾞｰﾀﾋﾞｯﾄ、ﾊﾟﾘﾃｨﾋﾞｯﾄ、ｳｴｲﾄ時間設定 ・・・２４
１１．アナログ出力の調整のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５
１２．１０ｃｈメモリの設定のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６～２７
１３．ＢＣＤ入力 （オプションＢＩ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８
１４．ＲＳ－４８５ （オプションＲＳ４／ＲＳ４Ｗ） ・・・・・・・・・・・・・２９～３１
１５．外形寸法図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２
１６．ノイズ対策について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３
１７．トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４～３５

１．付属品の確認と保証期間について
付属品の確認について本機が届きましたら、下記のものが揃っているか確認を行ってください。
（１）ＳＰ－８２２（お客様仕様どおりのもの）・・・・・・・・・１（２）ＳＰ－８２２の取扱説明書（３）単位ラベル

・・・・・・・・・・・・・・・１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１（４）お客様指定の付属品（ご指定のない場合はありません）
どれか１つでも誤ったもの、または欠けているものがありましたら取扱店または弊社までご連絡ください。（お客様の都合により付属されていないものもあります。）

保証期間と保証範囲について
１．保証期間納入品の保証期間は引渡し日より１年間とさせていただきます。
２．保証範囲上記保証期間中に当社の責任による故障を生じた場合は、当社工場内にて無償修理させていただきます。但し、下記にあげます事項に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させていただきますのでご了承ください。
①

本取扱説明書または仕様書等による契約以外の使用による故障②

当社の了解なしにお客様による改造または修理による故障③

故障の原因が当社納入品以外の事由による故障④

設計仕様条件をこえた保管・移送または使用による故障⑤

火災、水害、地震、落雷、その他天災地変による故障

- 1 -

２．仕

様

（１）標準仕様
項
表
示

目
器

小

点

Ｐ
Ｖ
値
表
示

Ｓ

数

計 測 種 類測 定 方 式
表示サンプリング
オートゼロ時間
入 力 換 算 器
表

示

精

度

表 示 単位時間
最 下 位桁表示
オ ー バー表示
表
示
器
小

数

点

Ｖ
値

設

タクトスイッチ（本体６ｍｍ角、４個）を押すごとに、対応する表示器が１づつ上がります。（表示はゼロブランクします）
最上位桁に数値が設定されていれば、ＰＶ値の上位３桁と比較を行います。それ以外は下位３桁と比較を行います。

定

方

法

センサ入力応答センサ入力レベルリ セ ット入力

警
報
出
力

出

力

方

式

出

力

表

示

出

力

保持出力リセット制 御 方 式制
御出
力時・分・秒のいずれか選択
スルー，０固定，０または５ のいずれかを選択「９９９９」フラッシング
右側：ＬＥＤ緑色４桁 文字高：８ｍｍ （ゼロサプレス）
モード設定によりＤＰ１～２（０～０.００）設定可能（ＰＶ、ＳＶ表示連動）
３桁（設定桁は４桁ありますが、ＰＶ値の上位３桁か、下位３桁のどちらと比較するかを自動判定します。）

センサパルス入力
入力
信号±０.０５％ Ｆ．Ｓ．±1digit（表示サンプリング0.5秒以上、パルス入力時）±０.３％ Ｆ．Ｓ．±1digit（表示サンプリング0.5秒以上、アナログ入力時）

設 定 有 効 桁表示

仕様
左側：ＬＥＤ赤色４桁 文字高：１０.２mm（ゼロサプレス）
モード設定によりＤＰ－１～２（０～０.００）選択可能（ＰＶ、ＳＶ表示連動）
瞬時計測のみ （速度・回転・流量）
周期演算方式
リアル表示、または０.５～２０.０秒の平均化
０.５～２０.０秒
１パルス当たり １×１０－９～９９９９で任意に設定

制御出力
信号

ＣＶ

ＣＩ
限度値出力設定
Ｃ ・ Ｇ 設 定
制御サンプリング分解能出 力 温度特性
出 力 応 答出 力 リセット

ＮＰＮオープンコレクタパルス、または電圧パルス（内部ディップスイッチにより切り換え）
LOW：０.１Hz～５０Hz 、 HI：０.１Hz～１０kHz
但し、duty５０％（内部ディップスイッチにより切り換え）
ＮＰＮオープンコレクタパルス：MIN 10mA以上 シンク電流
電圧パルス：LOWレベル ２.０Ｖ以下
HIレベル ３.８～３０Ｖ
接点またはNPNオープンコレクタ入力：MIN 10mA以上 シンク電流
限度値警報出力（判定出力禁止時間１０～１００秒モード設定、比較・保持はモード切換）
警報出力中 「ＡＬ」ＬＥＤランプ点灯表示
フォトモスリレー出力１段
定格負荷電流０.１２Ａ、負荷電圧ＡＣ１４０Ｖ，ＤＣ３０Ｖ
フロント部リセットキー及び端子台リセット入力（50ms以上ON）
フィードバック制御
ＤＣ０～１０Ｖ （負荷抵抗１ｋΩ以上）
ＤＣ０ ～ ５Ｖ （負荷抵抗１ｋΩ以上）
ＤＣ０～２０mA （負荷抵抗５００Ω以下）±１～９９％（任意設定）：フォトモスリレー出力
０.０１～９９.９９（任意設定）：コントロールゲイン設定モード
１００ｍｓ（但し、パルス入力間隔が１００ｍｓ以下の場合）
ＤＣ０～１０Ｖ、０～２０ｍＡにて1/1000（ＰＷＭ方式）±１００ｐｐｍ／℃
約３０ｍｓ以内（但し、出力変化が９０％到達する迄の時間として）フロント部リセットキーおよび端子台リセット入力をＯＮしている
間、アナログ出力をモード０８で設定した勾配で減少、 ０Ｖで保持。

- 2 -

の

メモリーバックアップ
ケ ー ス 材 質
消 費 電 力
質
量
外
形

他

電

そ

源

セ ン サ 電 源
使 用 温 湿 度

ＲＳ－４８５通信
通
信
方
式
信
号
規
格
同
期
方
式
ボ ー レ ー ト
ス タ ー ト ビ ッ ト
ス ト ッ プ ビ ッ ト
デ ー タ ビ ッ ト
パ リ テ ィ ビ ッ ト
通 信 コ ー ド
ユ ニ ッ ト 番 号
最 大 接 続 数

パラメータのみＥＥＲＯＭに書き込み
ガラス繊維入りＡＢＳ樹脂
約１８ＶＡ以下
約４５０ｇ
Ｗ９６ × Ｈ４８ × Ｄ１３１mm （横型）
ＡＣ８５～２６４Ｖ（50／60Hz）
オプション：ＤＣ１２～２４Ｖ（±１０％）
ＤＣ＋１２Ｖ（±１０％） １００ｍＡ ＭＡＸ（安定化出力）
０～５０℃
３０～８０％（但し結露無きこと）

２線式半二重（ＲＳ４）４線式半二重（ＲＳ４Ｗ）
ＩＥＥ ＲＳ－４８５準拠
調歩同期式
１２００／２４００／４８００／９６００bps 選択式
１ビット固定１ビット固定７／８ビット 設定式
パリティ有（奇数／偶数）／パリティ無 選択式
ＡＳＣＩＩコード
００～９９番３２台

ＢＣＤ入力：ＳＶ値設定（ＢＩタイプ）
入力
方式 ３桁パラレル・ＮＰＮオープンコレクタ入力（ＳＶ値３桁入力）
定
格 ０Ω時流出電流 約３.０ｍＡ
入力論
理 ローアクティブ／ハイアクティブ 選択式
ＢＣＤ入力：１０ＣＨメモリＮｏ．設定（ＢＩタイプ）
入力
方式 ４ビットパラレル・ＮＰＮオープンコレクタ入力（ＣＨ No.設定式）
定
格 ０Ω時流出電流 約３.０ｍＡ
入力論
理 ローアクティブ／ハイアクティブ 選択式

正弦波信号入力（Ｖ、Ｎタイプ）
タコゼネ信号入力（Ｖ） ＡＣ０.３Ｖ～８０Ｖ（p-p） ３kHz MAX
サイン波信号入力（Ｎ） ＡＣ ５０mV～２０Ｖ（p-p） ３kHz MAX

アナログ入力（Ａ２～Ａ５タイプ）
ア ナ ロ グ 電 流
ＤＣ４～２０mA（入力抵抗２５０Ω）
ＤＣ１～５Ｖ，ＤＣ０～５Ｖ，ＤＣ０～１０Ｖ
ア ナ ロ グ 電 圧（入力抵抗約１ＭΩ）
微調
整ＺＥＲＯ／ＳＰＡＮ多回転ボリューム内蔵ＤＣ４～２０mA ⇒ ０～ ４００Hz
Ｖ ／ Ｆ 変 換ＤＣ１～ ５Ｖ ⇒ ０～ ４００Hz
ＤＣ０～ ５Ｖ ⇒ ０～ ５００Hz
ＤＣ０～１０Ｖ ⇒ ０～１０００Hz
入 力 温 度 特 性±１５０ｐｐｍ／℃- 3 -３．指示計（メータ）の取り付けかた
指示計の取り付けかた
１．

パネルカットして、前面より指示計を挿入してください。

パネルカット寸法

図１２．

背面より取り付け金具でしっかり押さえ、ネジで締め付けてください。

図２

・板厚０.８mm～４.０mmのパネルに取り付けてください。

フロントパネルの取り外しかた

図３

図４

図３のように手で片側を持ち上げるようにすれば簡単に外せます。

盤に取り付けている時は、図４の矢印部分をマイナスドライバ等でこじてから外してくだ
さい。

- 4 -

４．フロント部の各名称とその機能
図５①表示器（Ａ～Ｄ）
計測時：ＰＶ値（測定値）を表示します。
モード設定時：モードに従ったデータ値を表示します。
〈１０ｃｈメモリ使用の場合〉
計測時：通常はＰＶ値を表示します。
設定時：ｃｈ No.に従ったデータ値を表示します。
②表示器（Ｅ～Ｈ）
計測時：ＳＶ値（目標値）を表示します。
モード設定時：モードNo.を表示します。
〈１０ｃｈメモリ使用の場合〉
計測時：通常はｃｈ No.を表示します。４桁目設定キー(⑧)ONの間は、現在のｃｈのデータ値を表示します。
設定時：ｃｈ No.を表示します。
③ＳＬ（シグナル）ランプ
センサ入力に同期して点滅します。
④ＢＣＤ（ＢＣＤ入力）ランプ
ＳＶ値またはｃｈ No.を外部ＢＣＤコードにて設定（オプションＢＩ）時点灯します。
⑤ＲＳ（ＲＳ－４８５通信）ランプ
ＲＳ－４８５通信モード時点灯します。
⑥ＡＬ（アラーム）ランプ
異常警報出力時点灯します。

- 5 -⑦モードキー
MODE
計測時：このキーを２秒以上押すことによりモード設定を呼び出します。
シフトキー(⑨)と同時に２秒以上押すことによりｃｈメモリ設定モードになります。
モード設定時：モードNo.の切り換えを行います。
〈１０ｃｈメモリ使用の場合〉
計測時：上記計測時と同様です。
設定時：ｃｈ No.の切り換えを行います。
⑧ＳＶ値の４桁目設定キー
計測時：ＳＶ値の４桁目（Ｅ）のデータ値がカウントアップします。
〈１０ｃｈメモリ使用の場合〉
計測時：このキーＯＮの間、現在のｃｈのデーター値を表示します。
設定時：使用しません。
⑨シフトキー
計測時：ＳＶ値の３桁目（Ｆ）のデータ値がカウントアップします。
モード設定時：設定桁を右桁へ移動します。
〈１０ｃｈメモリ使用の場合〉
計測時：使用しません。
設定時：上記モード設定時と同様です。
⑩アップキー∧
計測時：ＳＶ値の２桁目（Ｇ）のデータ値がカウントアップします。
モード設定時：設定値をカウントアップします。
〈１０ｃｈメモリ使用の場合〉
計測時：表示器②のｃｈ Ｎｏ．がカウントアップします（１０ｃｈ前面キー呼び出しの場合のみ）
設定時：上記モード設定時と同様です。
⑪エンターキー
ENT
計測時：ＳＶ値の１桁目（Ｈ）のデータ値がカウントアップします。
モード設定時：設定値を登録し、計測モードに戻ります。
〈１０ｃｈメモリ使用の場合〉
計測時：使用しません。
設定時：上記モード設定時と同様です。
⑫リセットキー
RES
このキーを押すとリセットがかかり表示が "０" になります。
また、警報出力も解除となります。
尚、リセットＯＮ時は制御出力も０Ｖとなります。

- 6 -５．端子台の接続方法

Ａ．直流３線式パルス出力センサ

図６

Ｂ．直流２線式パルス出力センサ
および有接点出力センサ

電源供給型

電圧・電流定格が合わない場合

ﾊﾟﾙｽｾﾝｻ

ﾊﾟﾙｽｾﾝｻ７ ８ ９ 10
GND +12V IN (IN)別電源

７ ８ ９ 10
GND +12V IN (IN)Ｃ．タコゼネ・サイン波出力センサ

図８

図７

ﾊﾟﾙｽｾﾝｻ７ ８ ９ 10
GND +12V IN (IN)Ｄ．アナログ出力センサ

タコゼネ（Ｖ）
サイン波（Ｎ）

アナログ電圧アナログ電流７ ８ ９ 10
GND +12V IN (IN)７ ８ ９ 10
GND +12V IN (IN)
+
-

図９

！
・接続する前の注意事項
１）電源入力の確認
１．電気配線時は感電等の事故 に注意してください。
２．ＡＣ電源仕様かＤＣ電源仕様かをよく確かめてから配線を行ってください。
３．ＤＣ電源仕様の場合は ＋ － をよく確かめ、逆に接続しないようにしてください。
２）端子名称をよく確認してから正しく配線してください。
３）センサの種類により入出力の配線が異なってきますので、上記（図６～９）の接続図を参照しながら配線してください。もし誤って配線しますとセンサや入出力回路が破損するおそれがあります。
４）センサ電源はセンサ以外の用途に使用しないでください。
５）端子台のネジは確実に締めてください。
- 7 -６．入力回路の構成〔１〕パルスセンサ入力①ＮＰＮオープンコレクタパルス入力

図１０②電圧パルス入力

図１１〔２〕リセット入力

図１２〔３〕タコゼネ入力／サイン波入力

図１３〔４〕アナログ入力

図１４

- 8 -

７．ディップスイッチの設定
ディップスイッチ（ＤＳＷ）の設定により入力周波数およびＮＰＮオープンコレクタパルス
入力、電圧パルス入力、タコゼネ入力（オプション）、アナログ入力（オプション）の切り換えができます。
表１

ＯＮ

ＯＮ

ＯＦＦ

電圧パルス入力

ＯＦＦ

ＯＮ

ＯＦＦ

タコゼネ入力

ＯＮ

ＯＦＦ

ＯＮ

アナログ入力ＯＮ

ＯＦＦ ＯＦＦOFF ⇔ ONＯＮ

入力周波数 １０kHz以下（ＨＩ）

ＯＦＦ

４

入力周波数 ５０Hz以下 （ＬＯ）

ＯＮ

ＮＰＮオープンコレクタ入力

４

３

３

２

２

１

Ｓ
Ｗ
設
定
表

１

黒色が設定側基板をケースより引き出して、ディップスイッチを設定してください。または、下図の位置のモデルNo.ラベルを少しめくれば、このスイッチが見えますので引き出さなくても設定可
能です。
特に指定のない場合、出荷時標準仕様はＮＰＮオープンコレクタパルス入力、入力周波数は１０kHz以下（ＨＩ）にして出荷されています。

- 9 -８．設定メニュー- 10 -

９．初期設定値と初期化
事前にお客様から仕様をお伺いしている場合はその設定に合わせていますが、通常（工場出荷時）
は下記（表２・表３）の設定値となっています。

《 各モードの設定値 》
表２
モードＮｏ．
ＥＦＧＨ
００
０１
０２
０３
０４
０５
０６
０７
０８
０９
１０
１１

Ａ
１
３
１
０
０
１
５
９
０
０
０
３

初期設定値
Ｂ
Ｃ
０
０
－
４
０
０
１
０
１． ０
０
０
０
－
９
９
－
０
－
０
０
－
１
０

Ｄ
０
２
－
６
０
０．
－
９
０
０
－
０

Ａ

設定メモ欄
Ｂ
Ｃ

Ｄ

－
－

－

－

－

－

－
－

《 １０ｃｈメモリの設定値 》
表３ｃｈ Ｎｏ.
ＥＦＧＨ
ＣＨ０
ＣＨ１
ＣＨ２
ＣＨ３
ＣＨ４
ＣＨ５
ＣＨ６
ＣＨ７
ＣＨ８
ＣＨ９

Ａ
０
１
１
２
２
３
３
４
４
５

初期設定値
Ｂ
Ｃ
５
０
０
０
５
０
０
０
５
０
０
０
５
０
０
０
５
０
０
０

Ｄ
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

Ａ

設定メモ欄
Ｂ
Ｃ

Ｄ

注）小数点は、"モード０２－Ｃ" で設定された位置に付きます。
外部入力で、ＣＨ－Ａ～Ｆを設定した場合、設定値は「００００」となります。
初期化
ENT キーを押しながら電源を投入することにより初期化を行うことができます。
初期化後、各設定値は表２、表３のとおりの設定値になります。
注意
初期化を行うと現在の設定値がすべて初期設定値となりますので、初期化を行う場合は予め現在の設定値の記録を残してから実行してください。

※

ノイズ等で内部のコンピュータが暴走した場合は上記の方法で初期化を行い、希望の設定値に合わせ直してください。
- 11 -

１０．モード設定値の変更のしかたと各内容（１）モード設定のキー操作方法
各モードの設定は、下記（表４）のキー操作で行ってください。
『フロント部の各名称とその機能』を参照ください。
表４
操作キー
MODE

∧

MODE

ENT

表示部

操作内容

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ１ ０ ０ ０↑
設定値

Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ
０ ０↑
ﾓｰﾄﾞNo.

２秒以上押すとモード設定に入り、"モード００" が呼び出されます。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ１ ０ ０ ０→ →Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ０ ０

点滅表示の位置（桁）を変更します。１度押す
ごとに１つずつ右へ移動していきます。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ１ ０ ０ ０↑０～９

Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ０ ０

点滅表示している数値を変更します。１度押す
ごとに数値が１ずつ上がっていきます。
（０→１→・・・→９→０→・・・）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ３
４ ２

Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ
０ １
↑
００～１１

モードNo.を変更します。 MODE キーを１度押すごとにモードNo.が１ずつ上がっていきます。
（００→０１→・・・→１１→０１）
設定値を登録します。各設定が終了しましたらこのキーを押すと、設定値が登録されて、計測表示へ戻ります。

- 12 -

・どのモードを設定すればよいのか
１.入力１信号当たりの倍率をきめたい
モード００（Ｐ.１４） 入力換算器の設定
モード０１（Ｐ.１６） ＥＸＰ値の設定
２.表示について
１.表示に小数点をつけたい、または位置を変えたい
モード０２（Ｐ.１７） 小数点位置の設定
２.表示のチラツキ等の防止
モード０２（Ｐ.１７）
モード０１（Ｐ.１６）

ＰＶ最下位桁表示設定
表示サンプリング時間の設定

３.信号入力が無くなってからの表示
モード０１（Ｐ.１６） オートゼロ時間
４.表示の単位時間を変更したい
モード０２（Ｐ.１７） 単位時間の設定
３.出力について
１.アナログ制御出力の設定
モード０８（Ｐ.２２）
モード０８（Ｐ.２２）

アナログ制御出力レンジの設定
アナログ制御出力減衰特性の設定

２.警報出力の設定
モード０３（Ｐ.１８） 警報出力の設定
モード０３（Ｐ.１８） 限度値出力の設定
モード０３（Ｐ.１８） 判定禁止時間の設定
４.その他の機能について１.ＳＶ値の設定方法の変更
モード０９（Ｐ.２３）

ＳＶ値設定方法の設定

２.早くＳＶ値に近づけたい、オーバまたはアンダーシュートを小さくしたい
モード０４（Ｐ.１９） Ｃ・Ｇ（コントロールゲイン）の設定
３.ＳＶ値の上限値設定
モード０７（Ｐ.２１）

ＳＶ上限限界値設定

４.スタート電圧の設定
モード０５（Ｐ.２０） アナログＭＡＸ出力における機械速度設定
モード０６（Ｐ.２１） 初期電圧比率設定
５.ＲＳ－４８５通信について（オプション ＲＳ４／ＲＳ４Ｗ）
モード１０（Ｐ.２３） 通信ＩＤ番号の設定
モード１１（Ｐ.２４） ﾎﾞｰﾚｰﾄ・ﾃﾞｰﾀﾋﾞｯﾄ・ﾊﾟﾘﾃｨﾋﾞｯﾄ・ｳｴｲﾄ時間の設定
６.ＢＣＤ入力について（オプション ＢＩ）
モード０９（Ｐ.２３） ＢＣＤ入力×１０設定
モード０９（Ｐ.２３） ＢＣＤ入力論理設定- 13 -

（２）モード内容と設定値

モードNo.

換算値設定
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ１ ０ ０ ０

Ｅ Ｆ Ｇ
０ ０

Ｈ

００
換算値設定：０００１～９９９９（００００は設定しないでください）

入力換算値として働きます。この換算値とＥＸＰ値（１０のマイナス乗数）を設定することにより、１パルス当たりの倍率を設定できます。ＥＸＰ値（１０のマイナス乗数）は "モード０１" で設定します。
〔例〕１パルス当たり１.２３４mLの流量センサを使用して瞬時流量をリットルで表示したい場合の設定は下記のとおりになります。
１.２３４mL

１２３４ × １０－６

０.００１２３４Ｌ
表示したい値（Ｌ）に直します

モード００

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ１ ２ ３ ４

Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ０ ０

モード０１

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ６ ※ ※ ※Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ
０ １

換算値

ＥＸＰ値（乗数）

アナログ信号入力時の換算器の設定について
アナログ入力で、ご使用される場合は以下の設定してください。
１〔Ａ２タイプ〕

１

～

４

を参照され

ＤＣ４～２０mA入力の場合・アナログ入力の変換回路について
メータ本体内部
４～２０mA入力
センサ信号※パルス入力０～２０００Hz変換
Ｉ／Ｆ変換アンプ

ＣＰＵ演算

Ｌ
Ｅ
Ｄ
表
示
部

（換算器設定ＳＷ）
上記ブロック図の様にメータ本体内部回路により、４～２０mA信号入力を０～４００Hz（０～４００パルス／ｓ）に変換しております。
従って、分単位では、換算して０～２４０００パルス／minになっています。

- 14 -

〈例１〉入力４～２０mA時 ⇒ 表示値０～１２.０Ｌ／minと表示したい時の計算方法
・ＭＡＸ入力時の、１パルス当たりの流量を計算し、換算値として設定します。
１２.０(Ｌ／min)÷２４０００(パルス／min)＝０.０００５ Ｌ／パルス＝５０００×１０－７↓
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
① "モード００"
５ ０ ０ ０
換算値設定

② "モード０１"

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
７× ×

５×１０－７ ＥＸＰ値入力
この時表示の単位は、分表示としてください。
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
③ "モード０２"
１ × ×
分

２

〔Ａ３タイプ〕

単位時間設定ＤＣ１～５Ｖ入力の場合

メータ内部で次の通り変換しています。
入力ＤＣ１～５Ｖ ⇒ Ｖ／Ｆアンプ ⇒ ０～４００Hz
従って、分換算で０～２４０００パルス／minに変換していますので、後は 1 項と同様に設定してください。

３〔Ａ４タイプ〕

ＤＣ０～５Ｖ入力の場合

入力ＤＣ０～５Ｖ ⇒ Ｖ／Ｆアンプ ⇒ ０～５００Hz
従って、分換算で０～３００００パルス／minに変換していますので、後は 1 項と同様に設定してください。

４〔Ａ５タイプ〕

ＤＣ０～１０Ｖ入力の場合

入力ＤＣ０～１０Ｖ ⇒ Ｖ／Ｆアンプ ⇒ ０～１０００Hz
従って、分換算で０～６００００パルス／minに変換していますので、後は 1 項と同様に設定してください。

- 15 -

モードNo.

ＥＸＰ値、オートゼロ時間、表示サンプリング時間の設定
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
３
４ ２

Ｅ Ｆ
０ １

Ｇ

Ｈ

０１
表示サンプリング
０‥‥リアル
１‥‥０.５秒
２‥‥１.０秒
３‥‥１.５秒
４‥‥２.０秒

５‥‥ ３.０秒
６‥‥ ４.０秒
７‥‥ ５.０秒
８‥‥１０.０秒
９‥‥２０.０秒

オートゼロ時間
０‥‥０.５秒
１‥‥１.０秒
２‥‥１.５秒
３‥‥２.０秒
４‥‥２.５秒

５‥‥ ３.０秒
６‥‥ ３.５秒
７‥‥ ５.０秒
８‥‥１０.０秒
９‥‥２０.０秒

ＥＸＰ値（モード００の指数部
０～９×１０－Ｎ）

オートゼロ時間：
入力信号がこの設定された時間内に１パルスも入らない場合に、表示値を"０" に戻す機能です。
表示サンプリング時間：
入力信号をこの設定された時間で計測し、その平均値を演算表示するものです。
従って設定された時間ごとに表示を平均化して更新することになります。
この設定はチラツキ防止や表示安定に使用してください。
リアル表示とは、１信号ごとに演算表示を行います。
速いパルスでは、表示がチラツキますので注意してください。

- 16 -

モードNo.

単位時間設定、ＰＶ最下位桁表示選択、小数点位置設定
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
１ ０ ０

Ｅ Ｆ Ｇ
０ ２

Ｈ

０２
小数点位置設定（ＰＶ、ＳＶ表示連動）
０‥‥０
１‥‥ ０.０
２‥‥０.００
ＰＶ最下位桁表示選択
０‥‥スルー（通常表示）
１‥‥０固定２‥‥０または５（四捨五入し表示）
単位時間設定
０‥‥時
１‥‥分
２‥‥秒
単位時間：
表示単位時間を秒表示，分表示，時表示の中から選択してください。
ＰＶ値の最下位表示選択：
ＰＶ値の最下位桁（右端の桁）の表示方法を設定します。
"２" を設定した場合、０～４は０、５～９は５を表示します。
最下位桁にチラツキがある場合に使用してください。
小数点位置：
小数点位置を設定します。（ＳＶ値の小数点も連動します。）- 17 -

モードNo.

警報出力選択、限度値出力の設定、判定禁止時間
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ０ １ ０ ６

Ｅ Ｆ Ｇ
０ ３

Ｈ

０３
判定禁止時間０‥‥１００秒
１‥‥１０秒
２‥‥２０秒
３‥‥３０秒
４‥‥４０秒

５‥‥５０秒
６‥‥６０秒
７‥‥７０秒
８‥‥８０秒
９‥‥９０秒

限度値出力の設定：００～９９００‥‥機能停止±０１～±９９％（ＳＶ値の±％で設定します）
警報出力選択０‥‥比較出力
１‥‥保持出力
注意：警報出力の判定禁止時間は、"Ｄ" で設定します。
電源投入後、またはリセットＯＮ／ＯＦＦ後、またはＳＶ値を変更後、判定禁止時間内は限度値をこえていても警報出力は出力されません。
警報出力選択：比較・・・ＰＶ値が設定された限度値（±％）をこえた時に出力します。
限度値内に戻ると出力ＯＦＦとなります。
保持・・・ＰＶ値が設定された限度値（±％）をこえた時に出力しますが、１度出力するとリセットするまで保持します。
限度値出力の設定：
ＳＶ値の上限・下限値を％で設定してください。ＰＶ値が限度値の設定をこえ
ると、アラーム（ＡＬ）ランプが点灯し警報出力します。

ＰＶ値
限度値出力の設定
±％で設定

ＳＶ値

警報出力
比較

保持

- 18 -

・警報出力の解除は、リセットをＯＮすると解除となりますが、リセットＯＮの間制御出力は、設定された減衰特性（モード０８－Ｃ，Ｄ）にしたがい０Ｖに下がって行きます。
判定出力禁止時間：
電源ＯＮされてから、またはリセットＯＮ／ＯＦＦされてから、またはＳＶ値の変更後、この設定された時間の間は、限度値をオーバーしても出力しない機
能です。

モードNo.

Ｃ・Ｇ（コントロールゲイン）の設定
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ０ １．０ ０

Ｅ Ｆ
０ ４

Ｇ

Ｈ

０４
コントロールゲイン設定：００.０１～９９.９９（００.００は設定しないでください）

このモードはＣ・Ｇ（コントロールゲイン：アナログ出力の変化の度合い）の設定を行うものです。
この設定値はＳＶ値（目標値）に対して、アナログ出力を大きく変化させる
場合は、値を小さくします。
（この場合はオーバーまたはアンダーシュートが大きくなります）
オーバーまたはアンダーシュートを少なくしたい場合は、値を大きくしてくだ
さい。（この場合は、設定値にゆっくり近づけるようになります。）
尚、この値は使用機器により異なりますので、テストを行い決定してください。

ＳＶ値

Ｃ・Ｇ設定値が小さい時

Ｃ・Ｇ設定値が大きい時

注意：初回のＣ・Ｇ設定値は、「０１．００」としてテストを行い、装置がオーバーまたは、アンダーシュートが起きない範囲でＣ・Ｇ値を調整され、決定してください。

- 19 -

モードNo.

アナログＭＡＸ出力における機械速度設定（初期電圧設定－１）
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ１ ０ ０ ０

Ｅ Ｆ Ｇ
０ ５

Ｈ

０５
ＭＡＸ速度設定：０００．１～９９９９（小数点設定可）
アナログＭＡＸ出力における機械速度を入力してください（００００は設定しないでください）
小数点は、"Ｄ" 設定後 ｼﾌﾄｷｰ を押すと、全桁がフラッシングしますので、ｱｯﾌﾟｷｰ で位置を設定
してください。
注意：メータのアナログ最大出力時における、ＰＶ値のＭＡＸ表示値をこのモードで設定すると、計測開始時の初回のアナログ出力が、ＳＶ値に比例した値で出力されます。
また制御電圧の、変化率の計算の基準となりますので、正しく設定してください。

初期電圧（初回のアナログ出力）は以下の計算により決定します。

初期電圧＝アナログＭＡＸ値 ×

ＳＶ設定値
ＭＡＸ速度

× 初期電圧比率

単純計算値
初期電圧比率は、単純計算値の何％で、初期電圧を出力するかを決定します。
（ "モード０６" で設定）
〔例〕アナログ出力電圧を 0～10V，アナログ最大出力時（10V時）のＰＶ値MAXが １００m/minで、初期電圧比率を ５０％と設定した場合。
このモードに１００．０（ＰＶ値ＭＡＸ）と設定します。
そうすることにより、ＳＶ値を ６０m/minと設定すると、計測開始時の初回アナログ出力値が、３Ｖとなります。（下図参照）
計測開始時にアナログ出力を即出力したい場合に有効です。
ＳＶ値と初回アナログ出力の関係（初期電圧比率が５０％の場合）

ｱﾅﾛｸﾞ出力（V）
10
6

0

0

60
100（m/min） ＰＶ値（SV値）

注意：計測開始時の初回アナログ出力値を低い値からスタートさせたい場合は、初期電圧比率の設定を下げてください。

- 20 -

モードNo.

初期電圧比率設定（初期電圧設定－２）
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
５ ０

Ｅ Ｆ Ｇ
０ ６

Ｈ

０６
初期電圧比率設定：００～９９％初期電圧は以下の計算により決定します。
ＳＶ設定値
初期電圧＝アナログＭＡＸ値 ×
ＭＡＸ速度

× 初期電圧比率

単純計算値
初期電圧比率は、単純計算値の何％で、初期電圧を出力するかを決定します。
注意：計測開始時の初回アナログ出力値を、低い値からスタートさせたい場合は、
この設定値を小さくしてください。

モードNo.

ＳＶ上限限界値（リミット値）設定
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ９ ９ ９ ９

Ｅ Ｆ Ｇ
０ ７

Ｈ

０７
上限限界値設定：０００１～９９９９（００００は設定しないでください）
ＳＶ値はこの上限限界値以上の設定ができなくなります。
もし、ＳＶ値をこの設定値より大きく設定しても、強制的にこの設定値に修正登録されます。
ＣＨでの制御の場合、この設定値より大きく設定してあっても設定値は修正登録されませんが、この値で制御されます。
この設定値は、現在設定しているＳＶ値の小数点を無視した値で入れてください。
例えば「１２３４」とした場合は、ＳＶ値の小数点位置により、「１２３４」，「１２３．４」，「１２．３４」，「１．２３４」のいずれか以上には、設定できな
くなります。

- 21 -

モードNo.

アナログ制御出力レンジ、電圧減衰特性設定
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
０
０ ０

Ｅ Ｆ Ｇ
０ ８

Ｈ

０８
電圧減衰特性：００～４９％（リセットＯＮ時、１００ｍｓ毎に何％下げるか）（００はリセットＯＮ時、即０Ｖにします）
アナログ制御出力レンジ
０‥‥ＤＣ０～１０Ｖ／ＤＣ０～２０ｍＡ
１‥‥ＤＣ０～５Ｖ
２‥‥ＤＣ４～２０ｍＡ
アナログ制御出力レンジ：
アナログ制御出力（電圧または電流）のレンジを設定します。

アナログ制御出力の減衰特性：
リセットＯＮ時に制御出力をこの％設定に従って、徐々に０Ｖに落とすものです。急激に０Ｖとしたくない時にご使用ください。
〔例〕

リセット

ＯＮ
ＯＦＦ

アナログ制御出力（例：６Ｖ）

0.6V

100mS固定- 22 -

１０％と設定した場合
０.６Ｖずつ落としますモードNo.

ＳＶ値設定方法の設定、ＢＣＤ入力×１０設定 、ＢＣＤ入力論理設定
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
０
０ ０

Ｅ Ｆ Ｇ
０ ９

Ｈ

０９
ＢＣＤ入力論理設定（ＢＩタイプのみ設定）
０‥‥アクティブＬＯ（入力がショートで信号あり）
１‥‥アクティブＨＩ（入力がオープンで信号あり）
ＢＣＤ入力×１０設定（ＢＩタイプのみ設定）
０‥‥×１ （ＢＣＤ入力をＰＶ値下位３桁と比較）
１‥‥×１０ （ＢＣＤ入力をＰＶ値上位３桁と比較）
ＳＶ値設定選択
０‥‥マニアル（４桁前面キースイッチ設定）（標準装備）
１‥‥１０ｃｈ前面キー呼び出し（ｃｈ表示）（標準装備）
２‥‥ＢＣＤ入力（外部デジスイッチ３桁）（オプションＢＩ）
３‥‥１０ｃｈ呼び出し（外部ＢＣＤ入力４ビット）（オプションＢＩ）
４‥‥ＲＳ４８５通信（オプションＲＳ４／ＲＳ４Ｗ出荷時設定）

モードNo.

ＲＳ－４８５通信設定
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
０ ０

（オプションＲＳ４／ＲＳ４Ｗタイプ付き）
Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ
１ ０

注意：ＲＳ通信オプション付きのみ設定してください。

１０
ユニット番号〔ＩＤ番号〕設定：００～９９
通信ユニット番号〔ＩＤ番号〕：
メータに対してＩＤ番号をつけます。通信を行うときはこのＩＤ番号を指定して行います。

- 23 -

モードNo.

ＲＳ－４８５通信設定
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
３ １ ０ ０

（オプションＲＳ４／ＲＳ４Ｗタイプ付き）
Ｅ Ｆ
１ １

Ｇ

Ｈ

注意：ＲＳ通信オプション付きのみ設定してください。

１１
ウエイト時間０‥‥１０ｍｓ
１‥‥２０ｍｓ２‥‥４０ｍｓ
３‥‥６０ｍｓ
４‥‥８０ｍｓ

５‥‥１００ｍｓ
６‥‥２００ｍｓ
７‥‥３００ｍｓ
８‥‥４００ｍｓ
９‥‥５００ｍｓ

パリティビット選択
０‥‥無し
１‥‥奇数
２‥‥偶数
データビット設定
０‥‥７ビット
１‥‥８ビット
ボーレート選択
０‥‥１２００bps
１‥‥２４００bps
２‥‥４８００bps
３‥‥９６００bps※スタートビット・ストップビット：１ビット固定
ウエイト時間設定：
メータがデータを受信してから送信するまでの時間（切り換え時間）を設定します。

- 24 -

１１．アナログ出力の調整のしかた
お客様の仕様に合わせて設定されていますが、アナログ出力電圧／電流を変更させる場合は、下記の手順に従って変更してください。
（注意）電圧出力（ＣＶ）タイプ⇔電流出力（ＣＩ）タイプを変更しない場合は手順④から操作を行ってください。
①

側面の皿ネジをはずし、裏面側より内部の基板を引き出してください。

②

スイッチを切り換えます。
（手前側が電流出力（ＣＩタイプ）／奥側が電圧出力（ＣＶタイプ））③

Ｍ キーを押しながら電源を入れ、テストモードにします。

④

Ｍ キーを押していき、アナログ出力テストに合わせます。
（取扱説明書の設定メニュー項（Ｐ.１０）を参照してください。）⑤

以下の数値になるようにそれぞれゼロボリューム、スパンボリュームを数回繰り返し
調整してください。（調整は必ずゼロボリュームから行ってください。）
電圧出力の場合
表示値
電圧値
００
０Ｖ
１００
１０Ｖ

ゼロボリュームを回してください。
スパンボリュームを回してください。

電流出力の場合
表示値
電流値
２０
４ｍＡ
１００
２０ｍＡ

ゼロボリュームを回してください。
スパンボリュームを回してください。

⑥

電源を再度入れ直して、 "モード０８" の出力レンジを設定してください。

⑦

基板をケース本体に入れてください。
図１５- 25 -

１２．１０ｃｈメモリの設定のしかた（１）１０ｃｈメモリ設定のキー操作方法
各ｃｈメモリの設定は下記（表５）のキー操作で行ってください。
◎１０ｃｈメモリー設定
Ｍ キーを先に押しながら、 Ｍ
設定モードに入ります。

キーとキーを同時に２秒以上押すと、ＳＶデータ値は４桁で設定可能ですが（００００～９９９９）有効桁は３桁となります。
ＳＶデータ値の最上位桁が設定されている場合は、ＰＶ表示の上位３桁と比較し、それ以外は下位３桁と比較します。
小数点は、"モード０２－Ｃ" の設定位置に点灯します。"モード０２－Ｃ" の設定を変えても、小数の位置のみが変わるだけですので、データを小数点位置に合わせて変更してください。

表５
操作キー
MODE
＋

∧

MODE

ENT

表示部

操作内容

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ０ ０ ０ ０↑
ＳＶ設定値

Ｅ Ｆ Ｇ ＨＣ Ｈ ０↑
ch No.

同時に２秒以上押すとｃｈメモリ設定に入り、"ＣＨ０" が呼び出されます。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ０ ０ ０ ０→ →Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ
Ｃ Ｈ ０

点滅表示の位置（桁）を変更します。１度押す
ごとに１つずつ右へ移動していきます。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ０ ０ ０ ０↑０～９

Ｅ Ｆ Ｇ ＨＣ Ｈ ０

点滅表示している数値を変更します。１度押す
ごとに数値が１ずつ上がっていきます。
（０→１→・・・→９→０→・・・）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ０ ０ ０ ０Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ
Ｃ Ｈ ０
↑
０～９

ch No.を変更します。１度押すごとに ch No.
が１ずつ上がっていきます。
（０→１→・・・→９→０）

設定値を登録します。各設定が終了しましたらこのキーにて登録してください。
登録終了後、計測表示へ戻ります。

- 26 -

（２）ＣＨ Ｎｏ.設定方法
・前面
∧

ENT

キーによる設定（標準装備 "モード０９－Ａ" で "１" を選択）

キーでch No.を設定してください。

ＳＶ値の４桁目（Ｅ）キーをＯＮしている間、現在表示されているch No.のデータ値（ＳＶ値）を表示します。（但し、ch No.が点滅中はデータ更新中なので新しいデータ値を表示しません。）

・D-Subコネクタによる設定（オプションＢＩ "モード０９－Ａ" で "３" を選択）
（ＢＣＤランプ点灯）
D-SubコネクタよりＢＣＤ１０進コードで設定してください。
（シーケンサ、デジスイッチ等を配線してください。）
ＣＨ－Ａ～Ｆを設定した場合、設定値は「００００」となります。

①データの論理は、モードでローアクティブ（入力データの各ピンがＧＮＤとショート状態
で "１" ）とハイアクティブ（入力データの各ピンがオープン状態で "１" ）の切り換えが可能になっています。（ "モード０９－Ｄ" で設定）
②ＢＣＤ入力コネクタのピン配置（メータ本体：メス）は下記のようになっていますので、配線間違いのないように注意してください。
図１６8 4 2 1

8
15

1
9

GND

③ＢＣＤコネクタ（１５ピンオス側）とフードカバーは付属しています。

"モード０９－Ａ" で "１"， "３" を選択することにより、ＳＶ値設定用の各桁のキーは動作しません。

- 27 -

１３．ＢＣＤ入力（オプションＢＩ）

・ＢＣＤ入力によるＳＶ値設定（オプションＢＩ "モード０９－Ａ" で "２" を選択）
（ＢＣＤランプ点灯）
ＢＣＤ１０進コード（シーケンサ、デジスイッチ等を配線してください。）でＳＶ値を設定してください。設定したＳＶ値は本体の表示器ＥＦＧに表示されます。

①ＢＣＤコードはオープンコレクタ入力で、３桁パラレル入力となっています。
②データの入力は、モードでローアクティブ（入力データの各ピンがＧＮＤとショート状態
で "１" ）とハイアクティブ（入力データの各ピンがオープン状態で "１" ）の切り換えが可能になっています。（ "モード０９－Ｄ" で設定）
③ＢＣＤ入力コネクタのピン配置（メータ本体：メス）は下記のようになっていますので、配線間違いのないように注意してください。
図１７
１０１

１００

8 4 2 1 8 4 2 1

8
15

1
9

8 4 2 1GND
１０２

④ＢＣＤコネクタ（１５ピンオス側）とフードカバーは付属しています。

"モード０９－Ａ" で "２" を選択することにより、ＳＶ値設定用の各桁のキーは動作しません。

- 28 -

１４．ＲＳ－４８５（オプションＲＳ４／ＲＳ４Ｗ）（１）通信仕様①信 号 レ ベ ル：ＩＥＥ
②通

信

方

ＲＳ－４８５準拠

式：ＲＳ４タイプ
ＲＳ４Ｗタイプ

２線式（半２重通信方式）
４線式（半２重通信方式）③通 信 速 度：1200bps／2400bps／4800bps／9600bps（ボーレート）"モード１１－Ａ" で設定（２４ページ参照）④スタートビット：１ビット固定⑤ストップビット：１ビット固定⑥デ ー タ ビ ッ ト：７ビット／８ビット"モード１１－Ｂ" で設定（２４ページ参照）⑦パリティビット：無し／奇数／偶数"モード１１－Ｃ" で設定（２４ページ参照）⑧通 信 Ｉ Ｄ 番 号：通信先（メータ）を００～９９で設定（ユニット番号） "モード１０－Ａ，Ｂ" で設定（２３ページ参照）⑨通 信 コ ー ド：ＡＳＣＩＩ（アスキー）コード⑩ウ エ イ ト 時 間：１０ms～５００msの１０段切り換え"モード１１－Ｄ" で設定（２４ページ参照）（２）端子接続

RS4W（４線式）
RS4 （２線式）

１
SG
SG

２
３
４
TX+
TXRX+
T/R(B) T/R(A)

５
RX-

６

７

（３）通信フォーマット
表６
送信コマンドデータ →← 受信データ

ＰＶ値リード＠□□ＲＤＴ△△ＣＲ

＠□□◇◇＋００＊＊＊＊△△ＣＲ

ＳＶ値リード＠□□ＲＰ１△△ＣＲ＠□□◇◇＋００＊＊＊＊△△ＣＲＳＶ値ライト＠□□ＷＰ１＋００○○○○△△ＣＲ＠□□◇◇△△ＣＲ

オールリセット＠□□ＲＳＴ△△ＣＲ

＠□□◇◇△△ＣＲ

ステータスリセット(エラーリセット)＠□□ＲＥＲ△△ＣＲ＠□□◇◇△△ＣＲ※必ず通信コマンドの先頭に "＠" 、最後に "ＣＲ" をつけてください。
送受信データの小数点は、モード０２の小数点位置設定にしたがいます。
- 29 -

１．各命令の制御①ＰＶ値リード：現在のＰＶ値（計測値）を読み込みます。
②ＳＶ値リード：現在のＳＶ値（目標値）を読み込みます。
③ＳＶ値ライト：現在のＳＶ値（目標値）を変更します。
④ステータスリセット：ステータス（通信エラー）をリセットします。通信エラーは一度発生すると、このコマンドでリセットするまで保持します。

２．通信フォーマットの各コード①□□：ＩＤ番号
通信先のメータのＩＤ番号（００～９９）を指定します。

②○○○○：送信データ
メータに送りたいデータ値（ＳＶ値）を入力します。
"＋" 符号と００（「＋００」）の後に、４桁の数値のみを入力してください。
小数点は、モード０２の小数点位置設定に従います。

③＊＊＊＊：受信データ
メータより返送されたデータ値（ＰＶまたはＳＶ値）で、４桁の数値のみです。
小数点は、モード０２の小数点位置設定の位置にあるものとして、処理してください。

④△△：チェックサム
必ずコマンドデータの終わりに付けてください。
送信コマンドデータのキャラクタコード（ＡＳＣＩＩコード）をすべて加算した
結果の下位２桁がチェックサムとなります。
＜チェックサムの算出例＞
送信コマンドデータは、次のようになります。
通信先メータのＩＤ番号が "０１" で、ＰＶ値リードの場合
ＰＶ値リード" ＠０１ＲＤＴ△△ＣＲ"↑
このコマンドデータがチェックサムの対象となります。

"＠" ＋ "０" ＋ "１" ＋ "Ｒ" ＋ "Ｄ" ＋ "Ｔ"
(40H)
(30H)
(31H)
(52H)
(44H)
(54H) ←ASCIIコード＝（１８Ｂ）←この下位２桁 "８Ｂ" がチェックサムとなります。
従って送信コマンドデータは"＠０１ＲＤＴ８ＢＣＲ"- 30 -となります。

③◇◇：ステータス
２バイトの文字列で表記し、受信時のみに付加します。
メータの状態、および通信エラーを表します。
ステータスの種類は下記のとおりです。
ｂ７：空
ｂ６：空
ｂ５：空
ｂ４：空
ｂ３：オーバーランエラー
ｂ２：パリティーエラー
ｂ１：空
ｂ０：コマンド不正・チェックサムエラー
ｂｉｔ３、ｂｉｔ２のエラーは発生するとステータリセット”ＲＥＲ”コマンドでクリアするか電源ＯＦＦまで保持します。
ｂｉｔ０のコマンド不正・チェックサムエラーは保持しません。

"モード０９－Ａ" で "４" を選択することにより、ＳＶ値設定用の各桁のキーは動作しません。

- 31 -

１５．外形寸法図
外形寸法図

図１８

パネルカット寸法と取り付け間隔

図１９- 32 -

１６．ノイズ対策について
ノイズ対策には万全を期しておりますが、万一ノイズの影響が出た場合は次の項にご注意ください。
ノイズ等の影響で表示が消えたり、誤った表示が出た場合は初期化（Ｐ．１１参照）を行ってください。但し、初期化をする前には必ず設定値をメモしてから行ってください。正常に戻りましたら下記の対策をし、改めて再設定を行ってください。
（１）電源は動力線と直接共用しないでください。動力線を使用する場合は絶縁トランスを入れて２次側を使用してください。（弊社でも絶縁トランスＰＴ－９３をご用意できます。）（２）センサコードに３芯シールド線を使用し、ノイズの発生源からできるだけ離して配線してください。
（３）センサコードをできるだけ短くし、動力線やインバータなどのノイズの発生源をさけて、極力雑音を拾わない経路に配管して布設してください。
（４）機械のＧＮＤアースコードには、非常にノイズが多く含まれている場合がありますので、メータのＧＮＤ（Ｆ.Ｇ．）に接続させない方が良い場合もあります（メータを完
全に機械から絶縁状態）。
（５）電源ラインよりノイズの影響を受けた場合、図２０のようにノイズフィルタをご使用ください。
※

ノイズフィルタは、別途用意しております。

メ-タ-本体ノイズフィルタ

短くツイストする

電源

必ずア-スする

図２０（６）センサコード配線方法
電力線、動力線がセンサのコードの近くを通るときは、サージや雑音による影響をなくすため、センサコードは単独配管するか、もしくは５０cm以上離してください。
図２１

金属配管

電力線または動力線（７）外部要因によるノイズ発生を止める。
メータの取り付けられた制御盤内やその周辺に強力なノイズの発生すると思われる電磁接触器・温度調節器・電磁弁・リレー等の有接点開閉によるサージノイズが影響した場合、
図２３のようにスパークキラーを入れて対策
ください。

図２２

ア-ス接地
接近する場合、配管する

図２３
スパークキラー接点アクチュエータ

（８）特に大きなノイズエリアでご使用の場合や不明な点がありましたら別途取扱店、または弊社にご相談ください。
- 33 -

１７．トラブルシューティング
万一異常が発生した場合は、下記のとおり点検を行ってください。
Ｎｏ．
１

現

象

表示器が点灯しない
ブランクのまま

点

検

方

法

対

策

と

処

置

→電源入力が正常か、センサ
コードは短絡していないか？
ＹＥＳ↓→本体内部のヒューズ断線↓
ＮＯ→トランス・
ＩＣの破損→テスタで電圧と誤配線のチ
ェックをし、端子ネジを締め直す。
→取扱店、または弊社へご連絡ください。
→取扱店、または弊社へご連絡ください。

２

ＬＥＤ点灯異常スイッチ動作異常ｱﾅﾛｸﾞ制御出力異常
警報出力異常→テストモードによりチェック（Ｐ.１０参照）→一度、初期化を行ってくだ
さい。（Ｐ.１１参照）→初期化で直らない場合や、何度も発生する場合は取扱店、または弊社へご連絡ください。

３

表示が“０”のまま→各モードの設定は正しいか？
↓→センサ入力は正常か？
↓→設定された値が有効表示範
囲の以下である。

↓→センサの端子接続を再確認
し締め直しをする。テストモードにより疑似入力テストをする。（Ｐ.１０参照）↓→近接センサ等の検出距離が正常か？

→センサランプ点滅を確認またはドライバ等で軽くＯＮ／↓↓→センサの出力信号形態とメータの入力方式が合っている
か？
↓
ＮＯ
４

全桁点灯

→換算器とＥＸＰ設定の間違い↓↓→ノイズの影響↓↓ＮＯ- 34 -

ＯＦＦ接触してみる。
→取扱説明書（Ｐ.７）を確認
し、不明な場合、取扱店、または弊社へご連絡ください。
→取扱店、または弊社へご連絡ください。
→設定値が大きすぎ。
（Ｐ.１４～１６モード００，
モード０１参照）または→Ｐ.３５のノイズ対策の項を参照してください。
→取扱店、または弊社へご連絡ください。

Ｎｏ．
５

現

象

表示の「チラツキ」
が大きい

点

検

方

法

対

策

と

処

置

→時々表示が実測値より小さくなる↓→センサ検出ミス、動作距離
または、小流量時のセンサ確度チェック。

→時々表示が実測値より大きくなる↓→ノイズの影響。
（Ｐ.３５参照）↓↓↓
実際の動きが変動している為
信号出力もバラツキ有り↓↓
ＮＯ→有接点入力のチャタリング
による場合、入力をＬＯＷ入力に切り換えるか、入力とＧ
ＮＤ端子間に適当なコンデン
サを入れてください。
→表示サンプリング時間の設定を大きくし計測時間を長くする（Ｐ.１６モード０１
参照）→取扱店、または弊社へご連絡ください。

６

時折表示が消えたり倍以上になる→表示が倍以上になる時、近くの電磁開閉器やソレノイ
ド、電磁弁、リレーなどスパ
ークノイズの影響→Ｐ.３５のノイズ対策の項を参照しノイズ発生源にサージキラーを取り付けて止める。

７

その他の異常→詳しい現象を取扱店、または弊社へ連絡→取扱店、または弊社へご連絡ください。

※

改良のため、仕様等は予告無く変更する場合がありますので予めご了承ください。

- 35 -