〔 排ガス高精度連続測定 〕

フォワードライトスキャッタ方式 ダストモニター

インターフェースモジュール
シングルチャンネル

マルチコントローラ
マルチチャンネル対応
マルチチャンネル対応
センサ
台接続可センサMax32 台接続可QAL181

センサ
QAL181 Long

大型ボイラーや大型キルン等、集塵器・排ガス処理装置の有無または種類を問わずに安定した測定が可能

CAT. No. Z1-106-1201J

フォワードライトスキャッタ方式 ダストモニター
検出効率の高いフォワードライトスキャッタ方式（前方光散乱方式）を採用。
独自の物理的SPANチェックによる信頼性と、最大16チャンネルのマルチセンサ対応マルチコントローラによる高コストパフォーマンス。
特に大型ボイラーや大型キルン等の排ガス煤塵濃度測定に最適。

■特 長● フォワードライトスキャッタ方式による高精度・高分解能測定● 高分解能：0.1mg/m 3

推奨測定範囲：0〜10/100mg/m3● 頑強なプローブ構造と耐ダスト附着対応性能● ピンスポット測定により諸条件の影響を受けにくい● 自動 ZERO・SPANチェック機構搭載● フリー電源採用：AC90〜260V 50/60Hz■規 格
CEN 規格：EN-13284-2/EN-14181（焼却炉・発電所・セメントキルン）
US EPA 規格：PM-CEMS（PS-11）■動作原理
レーザー光線をダスト粒子に照射し、その散乱光（前方側方散乱光散乱方式）をミラーで集光・反射させクウォーツロッドを介して検出します。
光 源

ダスト粒子介して検出する事により、ノイズの影響を受けにくい安定した検出を可能にしています。

レーザー検出器

レーザー光線

ダスト粒子

散乱光

集光ミラー

クォーツロッド■操作モード操作性を重視しておりますので、素早く確実に目的の設定画面に到達する事が出来ます。
ロガーも装備しており、視認性良 好なディスプレイと操作性の良いキーパッドにより、状 況の分析や設 定を容 易に実 施出来ます。オプションの専用 PC ソフトにてロガー のダウンロードやオンライントレンドによりPCにて状況の分析が可能です。更にPCとの接続により機器の設定も PCにて可能になります。

● 指示画面バーグラフ表示● 指示画面

リアルタイムトレンド表示● PCトレンド画面

前方散乱

集 光ミラーで集 め 伝 送ロスの 無 いクウォーツロッドを

後方散乱

最 も散 乱 強 度 の 得ら れる前 方光 散 乱 光を 効 率 の良 いシステムレイアウト
インターフェースモデュ−ルPC● シングルレイアウト

DC4〜20mA
2×リレー●マルチレイアウト

マルチコントローラPC

最大16台のセンサを接続可能！
！

4×DC4〜20mA
4×リレー

AOM

アナログアウトプットモジュール【オプション】

8×DC4〜20mA
リレーアウトプットモジュール【オプション】

センサは最大 16 台まで接続可能。
出力は AOM ROM を追加する事により増設出来ます。

ROM

8×リレー

仕様・外形図全長50158

43

挿入長

接 ガ ス 部 材 質 ：SUS316

89197

フランジ JIS5K または10K80A 以上

ケース

電線グランド型

式

QAL181QAL181 Long全 長

ハ ウ ジ ン グ ：保護等級 IP65
材質 ADCエポキシコ−ティング

調整範囲

出荷時設定

807mm

80〜550mm

550mm

1557mm550〜1300mm1300mm

エ ア ー 供 給 ：30〜60L/min以上、2bar（クリーンエアー）

222
204

インターフェイスモジュール

82110

マルチコントローラ

度 ：周囲温度 ー25〜55℃
排ガスダクト内温度 0〜250℃
0〜400℃（オプション）

測定可能最小ダクト径 ：φ250mm

検出位置

挿入長

260240温160

エアパージ口容

ĭ7770

許PCME QAL181
PCME QAL181 PLUS

4-ĭ6.5

電源 ：AC90〜260V（ 250mA） 50/60Hz

電源 ：AC90〜260V（250mA） 50/60Hz

出

力 ：4×DC4〜20mA 4×リレー出力出

力 ：DC4〜20mA 2×リレー出力

MODBUS RS232/485
センサ接続点数 ：16点
能 ：＜ 0.1mg/m3

ハウジング ：保護等級 IP65
材

質 ：ADCエポキシコ−ティング

オプション品（出力増設用）
ハウジング ：保護等級 IP65
材
質 ADCエポキシコ−ティング
許 容 温 度 ：ー25 〜 55 ℃

A O M ： 8×DC4〜20mA
R O M ： 8×リレー

専用ケーブル：ツイストペア4Cケーブル（100Ω/km）
Max500m（条件による）ロガ−：
ロング 1min〜2hr（マルチコントローラのみ）
ショート 10sec〜4min
パルス 1sec
許容温度：−25 〜 55 ℃

AOM（アナログアウトプットモジュール）

ROM （リレーアウトプットモジュール）
251

177

81

解

標準レンジ ：0-10〜100mg/m3

MODBUS RS232/485
センサ接続点数 ：1点

81

共通仕様

分

奥行：80

4-ĭ6.5

奥行：91

125

129

センサ

奥行：56.5

奥行：56.5

自己診断機能QAL181 は 測定品質を 維持

通常測定状態
レーザー光線させるために独自の自動自己散乱光集光ミラー

散乱光線集光ミラー

レーザー診断機能を有しています。
散乱板

センサとの通信状態・ZERO
チェックはあたりまえとして、検出器

特にレンズの汚れは測定誤差

クォーツロッドに継ながるので通常測定状態と、散乱板によるSPANチェックの差からレンズの汚れ状況
スパンテスト状態を監視し、測定に誤差が発生

レーザー光線レーザーする可能性がある場合は外部にアラームを出力します。

散乱板

クォーツロッド

検出器

センサ取付条件
正確な測定をするために、センサの取付は下記の条件を出来る限り満たしてください。

5D（直径×5）以上

y ＝センサ取付位置より上流側直管距離

2D 〜 5Dz ＝センサ取付位置より手分析位置までの距離

300mm〜1D

s ＝ダクト内壁よりセンサ検出位置までの距離

150mm以上

a＝5D

x ＝ 手分析位置より上流側直管距離※外部の光がセンサまで届かず、設備停止時、雨が入って来ない位置を選んでください。

x＝5D

センサ取付座は振動が発生しない様に取付ください。必要であれば補強板を溶接ください。

センサを水平に取り付ける場合は必ず水平か またはプローブが 下を向く様に取付ください。（Max5 °）手分析位置

z＝300 〜1D

5D（直径×5）以上

センサ

y＝2D 〜 5D

a ＝ 手分析位置より排出口までの距離

s＝MIN150

プローブが上を向くとべ−パー等が堆積し、誤指示の原因となります。

FLOW

D＝MIN250

FLOW

Line of business

大切なモノとココロを届けます。10 年後もあなたとともに…

粉・粒・液体………レベル制御機器総合メーカー●

回転式レベルスイッチ●

フロースイッチ●

振動式レベルスイッチ●

電極式レベルスイッチ●

振子式レベルスイッチ●

フロート式スイッチ●

音波式レベルスイッチ●

フロート式レベルメータ●

静電容量式レベルスイッチ●

超音波式レベルメータ●

静電容量式近接センサ●

コンベア周辺機器

URL http://www.kansai-automation.co.jp●

静電容量式レベルメータ●

ダストモニター●

ダイヤフラム式レベルスイッチ●

ジルコニア酸素濃度計●

チルトスイッチ●

レーザー式レベルメータ

東 京 支 店 〒105-0013 東京都港区浜松町１丁目29-6 TEL.03-5777-6931 FAX.03-5777-6933
名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市千種区内山3丁目31-27 TEL.052-741-2432 FAX.052-741-1588
九 州 営 業 所 〒802-0001 北九州市小倉北区浅野1丁目2-39 TEL.093-511-4741 FAX.093-511-4580●

リーク式レベルスイッチ●

電波式レベルメータ●

マイクロウェーブ式スイッチ●

液体濃度・濁度計●

サウンジング式レベルメータ●

超音波流量計※ご使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
※予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。

本 社 〒530-0056 大阪市北区兎我野町2番14号
TEL.06-6312-2071・FAX.06-6314-0848
e-mail: infoj@kansai-automation.co.jp

代理店