ポータブル型 FTIR 方式ガス分析計
PORTABLE FTIR GAS ANALYZER

連続同時測定ガス 最大50成分

ＦＴＩＲ方式ガス分析計【フ【フーリエ変換赤外線分析法】
リエ変換赤外線分析
独自のアルゴリズムにより多数のガス成分を同時測定が可能

CAT.No.ZZ-144-1402J

4326

FTIR方式ポータブル型
排ガス分析計51

ポータブルタイプでありながら、燃焼排ガス等の水分を含んだ腐食性ガスの測定が可能でありなおかつ、最大50成分のガス成分を連続かつ同時測定が可能な分析計です。
システム構成1 分析計
2 サンプリングユニット
3 サンプルプローブ
4 プローブチューブ
5 加熱導管6 パーソナルコンピューター■測定原理
測定波形画面物質を構成している分子はそれぞれ特有の振動数を持っており、その振動数に対応した赤外線のみ吸収されるため、吸収ピークの周波数分布よりその物質を識別する事が可能です。
干渉計により干渉光とされた赤外線はセル内でサンプルガスによる吸収を受け、各分子特有の周波数強度を得ます。これをフーリエ変換によりスペクトルを得、相互干渉補正・吸収バンド選択後、ライブラリー及び CLS アルゴリズムによりガスの特定と濃度を割り出します。

測定濃度画面

ガス分析計 内部構造

赤外発光

サンプルセル

干渉計
ブロードバンド
IR放射

信号処理
電子回路

検出器

変調

伝達

IR放射

IR放射

測定信号

半導体検出器
信号各理電子回路

HeNe レーザ−

GICCOR 干渉計

サンプルセル

サンプルミラー

HeNe レーザ−

■システム構成
DX-4000 型 FTIR ガス分析計は以下の機器により構成されており、サンプルプローブにより吸引されたガスは180 ℃に加熱されたままサンプリングユニットを経由して分析計にて測定されます。
DX- 4000 ポータブル 型分析計

サンプルプローブ

PPMレベルから%レベルまで吸引ガス仕様

測定可能なダイナミックレンジ

Max 600℃
Max 0.1Mpa
Max 2g/m 3

サイズ：390×445×164mm
重 量：13.9kg

量：3.5kg

重ポータブルサンプリングユニット
ガス吸引経路を180℃に制御

1mプローブチューブ(SUS316) 装備

加熱導管
吸引ガスを180℃に制御オプションで酸素濃度測定用
分析計ー サンプリングユニット間＝1mセルを追加可能

サンプルプローブ ー サンプリングユニット間
サイズ：400×300×210mm
重 量：12.3kg

AC230V Max19m
AC115V Max 9m■吸引・排出ガスコンディション■一般仕様
測 定 原 理

フーリエ変換赤外分光法（ FTIR ）ガ ス 温 度サンプルセル温度と同等（結露無き事）

測 定 能 力同時測定最大 50 成分流

応 答 時 間＜120sec

操 作 温 度

常温

短時間 0 〜 40 ℃（結露無き事）
長時間 5 〜30 ℃（結露無き事）

保 管 温 度

‒20 〜 60 ℃（結露無き事）

供 給 電 源AC100 〜115 又は 230Ｖ 50／60Hz

電 源 容 量量

120 〜 600リットル/hr

ダ スト ろ 過2μろ過フィルター内蔵

サンプルガス

常圧■分析ソフトウェア
操作システムWindows7 Calcmet Lite Software

■本体仕様

300 Ｗ

■ 分光計

ケ ース 材 質アルミニウム

13.9kg

能8cm -1又は 4cm -1

重スキャン周期10スキャン/sec■ポータブルサンプリングユニット

検器

ペルティエ効果 冷却 MCT

源

ＳiC（炭化ケイ素）

分

解出

光

1500K

光線分配器

ZnSe（セレン化亜鉛）

レンズ 材 質

ZnSe（セレン化亜鉛）

波 数 範 囲900 〜 4200cm - 1■サンプルセル機構

マルチパス方式

セル長 2.5 / 5 / 9.8m

量

供 給 電 源AC100 〜115V､230V
容量 400 〜3600W（加熱導管長さによる）ダ スト ろ 過2μマイクロファイバーフィルタ内蔵材

質

SUS316ズ

400×300×210mm

量12.3kg

サイ

重アルミニウム（100% ロジウムコーティング）

オ プ ション

ー固定（ゴールドコーティングによるプロテクト）■加熱導管量0.4リットル

供 給 電 源AC115 or 230Vガ ス ケ ット

0リング（バイトン）

内径φ4mm

温MAX180 ℃

材

質

テフロン材
ミ容質
ラ度

レンズ 材 質

フッ化バリウムガラス（ BaF2 ）■測定パラメーターゼ ロ 校 正24hr（校正ガス N2 ）ゼロドリフト<2%（測定レンジに対して）

感度ドリフト無し

リニア 特 性

<2%（測定レンジに対して）

温度ドリフト<2%（測定レンジに対して）■電気的接続デジタルインターフェイス

RS-232 PC 通信用

ジルコニア式酸素濃度計（0.1〜25%）

120W/1m

制 御 温 度

180 ℃

許 容 圧 力MAX400ｋpa

最19m+１m（ AC230Ｖ）、9m+1m（ AC115Ｖ）

大長■サンプルプローブ

PSP400Ｈ型

供 給 電 力AC220-240V 50/60Hz,200W or 115V 60Hz

制 御 温 度

180 ℃（操作温度 0 〜180 ℃）

ダ スト ろ 過2μセラミックフィルター内蔵

プローブチューブ

SUS316 1000mm（パッキン：バイトン）

■アプリケーション
天 然 ガ ス 燃 料 の 焼 却 炉 で の 燃 焼 効 率・燃 焼 や 熱 分 解
プロセスバイオマスボイラー燃 焼管理、焼却炉、セメント

Continuous Gas Analysis

業界製紙業界・化学／薬品業界・エンジン燃焼排ガス測定設置型でコンパクト設計されたIn-Situタイプもラインナップ。

■測定可能ガス成分

センサ

標準ライブラリとして表1の16 成分が収納されており、酸素

コントローラ濃 度 は オ プ ション で ジ ルコ ニ ア セ ル を サ ン プ リン グ

サンプリングシステムとガス分析計を一体化。

ユ ニットに 装 備 可 能 。最 大 4 0 5 成 分（表 2 参 照 ）のライブラリ追加が可能です。
表1

表2No.

代表的な測定可能ガス成分

化学式

CAS 番号1

水H 2O

7732-18-540-50

vol-%

炭化水素類［ Hydorocarbons ］

30種

レンジ単位

その他の測定可能ガス成分

測定可能数

2二酸化

炭素

CO2124-38-930-100vol-%芳香族類又は炭化循環類［Aromatic or Cycle Hydorocarbons］

34種

3一酸化

炭素

CO630-08-01-100vol-%酸類と誘導体類［ Acids and Derivatives ］

29種

4亜酸

化

窒素

N 2O

10024-97-2500-5000ppm

アルデヒド類［ Aldehydes ］

18種

5一酸化

窒素

NO10102-43-92000-10000ppm

ケトン類［ Ketones ］

16種

6二酸化

窒素

NO210102-44-0500-5000ppm

アルコール類［ Alcohols ］

31種

7二酸化

硫黄SO27446-09-52000-10000ppm

エーテル類［ Ethers ］

16種

8アン

モニア

NH37664-41-7500-5000ppm

エポキシ化合物類［ Epoxy compounds ］

6種

9塩化

水素

HCL7647-01-0500-5000ppm

硫黄化合物類［ Sulfur compounds ］

12種

10フッ水素HF7664-39-3100-500ppm

窒素化合物類［ Nitrogen compounds ］

55種

11メ

タン

CH474-82-81-100vol-%

塩素化合物類［ Chloro compounds ］

41種

12エ

タン

C2H674-84-0500-5000ppm

フッ素化化合物類［ Fluoro compounds ］

7種

13

エ チ レ ン( エ テ ン )C2H474-85-1500-5000ppm

フロン類［ Freons ］

24種

14n - プ ロ パ ン

C3H874-98-6500-5000ppm

その他有機化合物類［ Other organic compounds ］

35種

15n - ヘ キ サ ン

C6H14110-54-3200-5000ppm

無機化合物類［ Inorganic compounds ］

24種

16ホルムアルデヒド

HCOH

50-00-0

要打合せppm

化学兵器及びそれらの化学誘導体［Chemical warfare agents and derivatives］

14種

化Line of business

粉・粒・液体………レベル制御機器総合メーカー●

回転式レベルスイッチ●

フロースイッチ●

振動式レベルスイッチ●

電極式レベルスイッチ●

振子式レベルスイッチ●

フロート式スイッチ●

音波式レベルスイッチ●

フロート式レベルメータ●

静電容量式レベルスイッチ●

超音波式レベルメータ●

静電容量式近接センサ●

コンベア周辺機器

URL http://www.kansai-automation.co.jp●

静電容量式レベルメータ●

ダストモニター●

ダイヤフラム式レベルスイッチ●

ジルコニア酸素濃度計●

チルトスイッチ●

レーザー式レベルメータ

東 京 支 店 〒105-0013 東京都港区浜松町１丁目29-6 TEL.03-5777-6931 FAX.03-5777-6933
名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市千種区内山3丁目31-27 TEL.052-741-2432 FAX.052-741-1588
九 州 営 業 所 〒802-0001 北九州市小倉北区浅野1丁目2-39 TEL.093-511-4741 FAX.093-511-4580●

リーク式レベルスイッチ●

電波式レベルメータ●

マイクロウェーブ式スイッチ●

液体濃度・濁度計●

サウンジング式レベルメータ●

超音波流量計※ご使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
※予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。

本 社 〒530-0056 大阪市北区兎我野町2番14号
TEL.06-6312-2071・FAX.06-6314-0848
e-mail: infoj@kansai-automation.co.jp

代理店