仕１件

様 書

名東京都立大学（荒川キャンパス）核医学実験実習用機器一式の賃借（長期継続契約）
２

賃借期間
令和７年４月１日から令和 12 年３月 31 日まで

３

履行場所
東京都荒川区東尾久七丁目２番 10 号
東京都立大学荒川キャンパス
校舎棟１階 RI 管理区域内体外測定室
校舎棟４階 404 室及び 406 室

４

品名等
SPECT装置及びTime-of-flight搭載PET/CT装置 一式

５

機器仕様及び構成
機器仕様及び構成は別紙「機器構成内訳」及び「特記仕様書」、「附属品仕様書」のとおり。

６

引き渡し条件納入場所において、賃貸人立会いのもとで設置完了の検査を実施し、その合格と納品物の完納を以って引き渡しとする。
７

賃借に伴う保守管理
本装置の円滑な稼働を確保するため、賃貸人は以下の保守管理を行う。なお、業務実施にあたっては、本学担当者と密接に連絡をとり、大学の実験実習・研究等に支障をきたさないよう十分注意すること。
（１） 定期保守点検
賃貸人は、上記賃借期間中、年１回以上、オンコール点検を行うこと。実施時期については、本学担当者と協議のうえ定めること。
（２）経費負担区分①

定期保守点検オンコール点検に係る一切の機材、工具類、技術料及び出張料は賃貸人の負担とする。
ただし、点検の結果、修理が必要と判断された場合における修理を行うために必要となる部品、消耗品及び X 線管装置に係る費用は除く。
SPECT 装置の NENA 試験等における技術料及び出張料は賃貸人の負担とする。

② 納入後１年以内の故障復旧体制

納入後１年以内に発生した故障の復旧に関しては、本学担当者の責によるものを除き賃貸人の負担により点検、修理を行うこと。
納入後２年目以降に発生した故障の復旧にかかる費用は、本契約には含まない。
（３） 体制①

通報
復旧のための通報については、１年間を通し、365 日 24 時間体制の受付時間とすること。また、連絡方法については、電話番号等の緊急連絡先を装置本体の見えやすい位置に貼り付けておくこと。
②

通報後の対応①による通報を受けた場合、賃貸人は報告日から２営業日以内に現地の確認を行い、初期対応をすること。

（４） 報告賃貸人は、オンコール点検終了後、点検内容を記載した報告書を速やかに本学担当者に提出し、その確認を受けること。
８

機器の設置・撤去（１） 搬入・設置・撤去等に係る諸費用（運搬、養生、設置、調整、雑材料及び工事等の費用）は、賃貸人の負担とする。
（２） 本学担当者の指定する場所に搬入し、設置すること。なお、納入・設置・撤去は安全に十分に配慮し、怪我のないように行うこと。また、建物及び設備を傷つけないよう特に配慮すること。万一損害を生じた場合は、賃貸人の負担により原状に復旧すること。
（３）前項の機器及び附属品の設置にあたっては、設置箇所周辺の床や壁に変更が生じることが見込まれる。その場合は、本学担当者と協議のうえ対応を決定すること。
（４） 納入・設置・撤去にあたっては、施設の状況（既存物品の状況も含む）を十分認識のうえ物品等の搬出入、設置作業を行うとともに、本装置を設置するにあたっては、地震等の災害時に対する安全対策として転倒防止等の処置を講ずること。
（５） 納入・設置・撤去時の発生材、梱包等は賃貸人が責任を持って引取り、関係法令に基づき、適切に処理すること。
（６） 機器及び附属品設置後の動作確認について、電気・水道工事や消耗品等も含め、賃貸人の負担により、機器及び附属品が正常に動作することを確認すること。
（７） 納入・設置・撤去日時については、本学担当者と詳細な日程• 時間調整を行うこと。
（８） 以下の項目について完成検査を実施すること。詳細は別途本学担当者と協議すること。
①

書類検査

②

外観検査、機器配置及び設置状態③

装置間接続状況及び性能試験④

その他本学担当者及び賃貸人が必要と判断した項目

また、受け入れ試験時に医療法申請に伴うX線遮蔽計算書・漏洩線量測定書は賃貸人が作成し、必要部数を提出すること。
（９） 各賃借物件について、名称、型式、賃借期間が分かるように物件シール等を表示すること。

（10） 稼働にあたり、賃貸人の負担にて、本学に操作説明員を派遣し、担当者に教育訓練を行うこと。また、その後も必要に応じて、操作説明員の派遣や電話対応などを行える体制を確保すること。
（11） 契約満了に伴う機器の撤去、原状回復は賃貸人が行い、その際に必要な費用は、賃貸人の負担とする。
（12） 契約期間満了の際は、蓄積された機器内のデータは消去すること。
なお、保存を必要とするデータについては、別途協議する。
９

支払方法
当該月の検査完了後、適正な請求書を受理した日から起算して 60 日以内に支払うものとする。
なお、毎月の支払額は本契約の総額を契約期間の月数（60 ヵ月）で割った額とする。

１０ 環境により良い自動車利用
本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。
（１） 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年東京都条例第 215 号）第37 条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。
（２） 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（平成 4 年法律第 70 号）の対策地域内で登録可能な自動車であること。
なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
１１ その他（１） 賃貸人は、本装置の導入に伴い、関係省庁への申請書類の作成を速やかに行うこと。また、各種手続きに際しての必要な調査及び情報収集を行うこと。なお、申請に係る諸費用(印紙代等)は賃貸人の負担とする。
（２） 賃貸人は、本装置及びその設置状況について、改善の必要があると認められる場合は、直ちにその理由を添付して本学担当者に報告しなければならない。
（３） 賃貸人は、いかなる場合においても本契約の履行中に知り得た業務に係る事項及びそれに付随する事項を第三者に漏らしてはならない。また、外部への漏えいがないよう、その保護対策に万全を期すること。契約履行後においても機密を保持すること。
（４） 本装置のほか、下記についても納品をすること。
①

取扱説明書及び付随する書類（日本語・英語）

各２式②

製造元発行の保証書

１式（５）Time-of-flight 搭載 PET/CT 装置の校正用 Ge-68 線源については、賃借人が手配するものとする。ただし、賃貸人は導入機器に対応する校正用 Ge-68 線源について、本学担当者へ通知すること。
（６）本契約の契約金額には、搬入・搬出・配管・配線・調整に要するすべての費用及び賃借期間中における保守に要する費用を含むものとする。

（７）その他、本仕様書に疑義が生じた場合については、その都度、本学担当者と協議の上定めるものとする。
１２ 担当者
東京都立大学健康福祉学部放射線学科 井上
東京都立大学荒川キャンパス管理部管理課会計係 中田・和田
電話(03)3819-1211 内線 218

機器

構

成内訳

核医学実験実習用機器一式（１）

SPECT 装置

一式

（２）

Time-of-flight 搭載 PET/CT 装置

一式

（３）

核医学用擬人化胸腹部ファントム（附属品）

一式

（４）

NEMA/IEC ボディファントムおよびマイクロ中空球（附属品）

一式

（５）

空間線量率測定システム（附属品）

一式

（６）

高周波誘導結合プラズマ質量分析装置システム（附属品）

一式

（７）

科学実験設備（附属品）

一式

（８）

耐荷重スチールラック (附属品)

一式

（９）

キャビネット（附属品）

一式

（10）

PET 線源保管庫一式

特記仕様書SPECT装置について以下の要件を満たすこと。
1．

ガントリーシステムは以下の仕様を満たすこと
1-1

核医学検出器は2個以上搭載していること。

1-2

検出器有効視野は、縦38.0cm以上 x 横53.0cm以上であること。

1-3

ガントリボア径は62㎝以上であること。

1-4

ハンドコントローラを有すること。ただし、左右にハンドスイッチを用意できる場合は備えること。

1-5

ガントリ左右に緊急停止ボタンを備えること。

2．

寝台について2-1

寝台天板幅が40cm以上であること。

2-2

寝台天板厚が15mm以下であること。

2-3

寝台耐荷重は200kg以上であること。

2-4

寝台昇降範囲は最低高さ60cm以下であること。

2-5

寝台撮影範囲は核医学全身撮影で200㎝以上であること。

3．

コリメータについて
3-1

低エネルギー高分解能コリメータを有すること。

3-2

低中エネルギーコリメータを有すること。

3-3

中エネルギーコリメータを有すること。

3-4

ピンホールコリメータを有すること。

3-5

コリメータ交換時は、コリメータカートを使用すること。

3-6

NEMA/IECまたはJESRA規格に準拠した性能評価用治具を有すること。

4.

収集コンソールについて
4-1

収集コンソールはWindows10ベースもしくはLinuxベースであること。

4-2

収集コンソールのメインメモリはCPU容量4GB以上であること。

4-3

ホールボディ、スタティック、ダイナミック、心電図同期（MUGA）ができること。

4-4

SPECT、ダイナミックSPECT、ホールボディSPECT、心電図同期SPECTができること。

4-5

収集コンソールからRRDSR（被ばく線量）のデータが出力できること。

5．

画像再構成、解析、表示コンソールについて
5-1

画像再構成、解析、表示コンソールがWindows10ベースであること。

5-2

画像再構成、解析、表示コンソールのメインメモリは12GB以上であること。

5-3

SPECT画像再構成時にFBP法、3D-OSEM法、CT画像を用いたCT減弱補正を用いた画像再構成が行えること。

5-4

核医学画像の解析に関する開発環境を備えること。

5-5

本学の教育および研究を継続させるために、過去に取得した生データを改めてコリメータ開口情報を認識したCT減弱補正画像再構成が行える環境を整備すること。

5-6

NEMA/IECまたはJESRA規格に準拠した性能評価解析が行えること。

6．

周辺機器について
6-1

ヘッドレスト、アームレスト、ボディラップを備えること。

6-2

フラッドファントムを備えること。

6-3

SPECTファントムを備えること。ただし種類は賃借人と確認をすること。

6-4

温湿度計を備えること。

6-5

除湿器を備えること。

7．

性能・機能以外に関して以下を満たすこと。
7-1

7-3

障害発生時には、24時間365日連絡が可能であること。
装置の搬入・据付に伴う作業および工事に関しては賃貸人の責任で行うこと。なお設置時に建物に損傷が生じた場合、賃貸人の負担で原状復帰を行うこと。
既存装置の撤去は賃貸人が行うこと。

7-4

搬出・搬入・据付で発生した廃材は賃貸人が処分すること。

7-5

既存のネットワークとの接続を行い、その費用は賃貸人が負担すること。

7-6本装置のほか、下記についても納品をすること。
① 取扱説明書及び付随する書類（日本語・英語）② 製造元発行の保証書

7-7

納入後１年間はメーカー保証として点検・調整・修理・部品交換に応じること。
また、１年間を経過した後はSPECT本体の定期保守点検又はオンコール点検費用を４年分含めること。

7-8

機器の定期点検又はオンコール点検は年間１回以上行うこと。

7-9

その他、設置・導入に関する事項は担当者と入念に打ち合わせ、滞りのないように段取りすること。

7-2

8．

附属品について8-1

附属品については、附属品仕様書を参考にすること。

各２式
１式

特記仕様書Time-of-flight搭載PET/CT装置について以下の要件を満たすこと。
1．

ガントリーシステムは以下の仕様を満たすこと
1-1

CTとPETガントリが一体型であること。

1-2

ガントリー内の冷却方式は空冷、もしくは水冷であること。

1-3

ガントリモニターにCT情報、PET計数率が表示できること。

1-4

ガントリーに緊急停止ボタンを備えること。

1-5

ガントリーに寝台を操作するボタンを備えること。

2．

CTについて2-1

CT列数は16列以上であること。

2-2

CT陽極熱容量は6.0MHU以上であること。

2-3

CT管電流は80～140kVの間で3種類以上選択できること。

2-4

CT最大管電流は345mA以上であること。

2-5

CT回転速度は最速0.6秒/回転以下であること。

2-6

CT撮影時に対象物の大きさに応じて管電圧を自動調整するCT-AEC機能を有すること。

3．

PETについて
3-1

PET検出器は光電子増倍管（PMT）か半導体検出器（SiPM）であること。

3-2

PET検出器素子はルテティウムベース（Lu）であること。

3-3

PET検出器素子のクリスタルサイズは縦×横がそれぞれ5.3mm以下であること。

3-4

PET体軸方向検出器視野が16.4cm以上であること。

3-5

PET体軸方向の最小スライス厚が3.0mm以下であること。

3-6

PET断面内分解能がNEMA2018規格において、4.2mm以下であること。

3-7

PET/CT装置でNEMA NU2 2018の測定を行うためのファントム、固定治具、自社製の解析ソフトを用意すること。

3-8

PET検出器感度は6.3cps/kBq以上であること。

3-9

PET撮像方法をStep and Shootもしくは連続寝台移動方式が選択できること。

3-10

PET撮像方法でリストモード収集及び画像再構成ができること。

3-11

Time-of-Flightを用いたPET画像再構成を備えること。

4．

撮影寝台について
4-1

寝台天板幅は45cm以上であること。

4-2

寝台耐荷重は200kg以上であること。

4-3

寝台最低高さは60㎝以下であること。

4-4

寝台PET撮像範囲は190㎝以上であること。

4-5

寝台にファントムなどを固定するバンドを備えること。

5．

操作コンソールについて
5-1

コンソールモニターは2面構成で収集、画像再構成、SUV計測ができること。

5-2

CT画像再構成をFOV 50cm以上の拡張FOVを作成し、PET減弱補正画像使用、DICOM画像出力できること。

5-3

CT逐次近似画像再構成ができること。

5-4

CT金属アーチファクト除去画像再構成ができ、CT減弱補正画像としてPET画像再構成で使用できること。

5-5

CT画像のスライス厚、スライス間隔に合わせたPET画像切り直しができること。

5-6

点広がり関数（PSF）を組み込んだOSEM 3D+TOF画像再構成ができること。

6．

読影、解析コンソールについて
6-1

操作コンソールと別に用意すること。

6-2

SUVmax、SUVpeak、平均SUV、SUL、MTV、TLGの計測が可能であること。

6-3

同時に表示できるCTとPETの組み合わせが2個以上であること。

6-4

SUV計測を行ったVOI情報を記録、コピーし、変化した計測値をグラフ表示できること。

6-5

Whole-Body リストモードデータの表示、VOI解析、解析結果をグラフ表示できること。

性能・機能以外に関して以下を満たすこと。

7．
7-1

7-3

障害発生時には、24時間365日連絡が可能であること。
装置の搬入・据付に伴う作業および工事に関しては賃貸人の責任で行うこと。なお設置時に建物に損傷が生じた場合、賃貸人の負担で原状復帰を行うこと。
既存装置の撤去は賃貸人が行うこと。

7-4

搬出・搬入・据付で発生した廃材は賃貸人が処分すること。

7-5

既存のネットワークとの接続を行い、その費用は賃貸人が負担すること。

7-2

7-8

本装置のほか、下記についても納品をすること。
① 取扱説明書及び付随する書類（日本語・英語）
各２式② 製造元発行の保証書
１式
納入後１年間はメーカー保証として点検・調整・修理・部品交換に応じること。
また、１年間を経過した後はPET/CT本体の定期保守点検又はオンコール点検費用を４年分含めること。
機器の定期点検又はオンコール点検は年間１回以上行うこと。

7-9

その他、設置・導入に関する事項は担当者と入念に打ち合わせ、滞りのないように段取りすること。

7-6
7-7

8．

附属品について8-1

附属品については、附属品仕様書を参考にすること。

附属品仕様書
備品名称

仕様

数量

核医学用擬人化
胸腹部ファントム一式

以下の仕様を満たすこと。
・放射性医薬品を封入することが可能なポリウレタン樹脂製の胸腹部体幹部容器、肺容器（左右）、心臓容器、肝臓容器、腎臓容器（左右）、乳房（左右）、模擬腫瘍容器(肝臓、肺)を備えること。
・肺容器に充填可能な発泡ビーズを備えること。
・骨等価物質で作成された椎体および肋骨を備えること。
・ファントムを収納可能なケースを備えること。

1式

NEMA/IECボディファントム
2及びマイクロ中空球一式

以下の仕様を満たすこと。
・NEMA NU2 2018規格に適合したファントムであること。
・内径4、5、6.2、7.9mmの4つのマイクロ中空球を備えること。
・マイクロ中空球はNEMA NU2 2018規格に適合したファントムに装着することが可能なこと。

1式

3 空間線量率測定システム一式

以下の仕様を満たすこと。
・3インチ×3インチNaI(Tl)シンチレータを備えること。
・ガンマ線測定エネルギー範囲が0.03〜3MeV程度であること。
・測定器の消費電力が0.75W以下であること。
・測定器にUSB接続端子を備えること。
・シンチレータ、光電子増倍管、高圧電源、デジタルパルスプロセッサ、マルチチャネル波高分析装置が一体化されていること。
・エネルギー分解能が662keVにおいて7%以下であること。
・システム一式を収納可能なアルミ製ケースを備えること。
・空間線量率測定用のタッチパネル式ノートPCおよびスペクトルサーベイメータソフトを備えること。
･応答行列法およびG関数により線量計算が可能であること。
・JCSS空間線量率校正成績書を備えること。

1式

1以下の仕様を満たすこと。
・高周波誘導結合プラズマ質量分析装置、ワークステーション、A4プリンター、オートサンプ
ラー、冷却水循環装置、解析用PC、水素吸蔵合金キャニスター、レギュレータ、パソコンラッ
ク、卓上クリーンブース、2本立てボンベスタンド（10Lタイプ）、Heボンベ用レギュレーター、
NH3/Heボンベ用レギュレーター、O2用シリンダーキャビネット、マニホールド（2ｘ2半自動）、空調機器を備えること。
・予備部品として、マイクロミスト・ネブライザー、石英製スプレーチェンバー、石英製コネクタ管、石英製トーチ、イオンレンズ・アセンブリ引き出し電極を備えること。
・製造メーカーによる年1回の点検（計5回）を行うこと。

4

高周波誘導結合プラズマ
質量分析装置システム一式

高周波誘導結合プラズマ質量分析装置は下記仕様を満たすこと。
・シングルMSとMS/MS測定の両方が可能で、検出限界とBEC値が自動計算され、検量線情報に表示される機能、結果および検量線のリアルタイム表示が可能で、洗浄時のメモリーチェック機能を有し、内標準安定性リアルタイムグラフ表示が可能であること。
・プラズマ電源部の周波数は27MHz相当であり、高周波出力は半導体素子を利用し、500Wから1600Wに調整できること。
・試料導入部は、正確な送液のため３連ペリスタルティックポンプが搭載され、スプレーチャンバーは冷却式で-5℃から20℃に温度設定が可能で、効率よくエアロゾル液滴を除去できる石英製Scott型であること。また感度およびイオン化効率に関わるトーチは石英製で、その位置がXYZ軸方向に0.1mm単位で自動調整できること。海水等の高マトリックス試料を直接導入可 1能な試料導入システムを装備していること。
・インターフェース部は、先端材質がNi製であり、サンプリングコーンの穴径は1mm以下で、スキマコーンの穴径は0.45mm以下であること。サンプリングコーンは工具を用いずに脱着が可能なこと。またメンテナンス時のダウンタイムを最小限にするために、イオンレンズは軸ずらし構造で、大気圧部に搭載されていること。
・コリジョンリアクションセル部は、多原子イオン干渉を効率的に除去が可能なオクタポール型コリジョンリアクションセルとし、He、H2、O2のセルガスをそれぞれに単独で、流量12mL/min以下で使用できること。
・質量分析および検出部は、質量範囲2〜260amuの範囲を満たし、四重極がコリジョンリアクションセルを挟んで２個搭載しているトリプル四重極型であり、四重極駆動周波数は2.7 MHz以上であること。また検出器はエレクトロマルチプライヤーで、検出方式はアナログ/パルス自動切り換え機能を備え、アバンダンス感度が低質量側および高質量側共に10^-10以下であること。
・コリジョンガスを用いない場合の感度は各元素一斉分析時に、7Li 200Mcps/ppm以上、89Y700Mcps/ppm以上、205Tl 400Mcps/ppm以上 で、バックグラウンドは質量9、238において0.3 cps以下であること。検出下限値は9Be 0.1ppt以下、115In 0.05ppt以下、238U 0.05ppt以下、コリジョンガスとしてO2を用いた場合、S 200 ppt以下、 P 50 ppt以下で、アバンダンス感度133Csにおいて、高質量側および低質量側ともに10^-10以下であること。
・真空システムは、ロータリーポンプ1台とターボポンプ２台から成る、4段差動排気型であること。また装置本体に真空自動復帰機能が標準装備されていること。
・本体サイズは幅1100mm、奥行き630mm、高さ600mm以下であること。

式

5 科学実験設備一式

以下の仕様を満たすこと。
・ドラフトチャンバー（幅1500mm、奥行750/810mm、高さ2250mm）2台、室内型湿式スクラ
バー（幅1100mm、奥行800mm、高さ2250mm）1台、排気ファン1台を備えること。ドラフトチェン
バー全面には100V用および200V用の電源コンセントを備えること。
・オープンタイプ中央実験台（幅1800mm、奥行1200mm、高さ800mm）1台、試薬棚付きフレームサイド実験台（幅1800mm、奥行750mm、高さ800mm）2台、フレームサイド実験台（幅1800mm、奥行750mm、高さ800mm）1台を備えること。
・300kgf耐荷重作業台（幅1500mm、奥行750mm、高さ800mm）1台を備えること。
・塩ビ1槽流し台（奥行750mm、幅1500mm）1台を備えること。水栓は3方口、ハンドシャワータ
イプ湯水混合栓（ホース長450mm）を備えること。
・可倒式背付実験用椅子（幅510mm、奥行400mm、高さ695〜870mm）8脚を備えること。
・マイクロピペット（容量可変タイプ10～100μL：4本、100～1000μL：4本、500～5000μL：4本）、ピペットスタンド2台を備えること。
・デジタルPID温度制御可能な不活性グラファイトホットプレート（230V、10.4A、2400W、240℃）2台を備えること。天板サイズは幅415mm、奥行292mmであること。
・分析用天びん（ひょう量320g、最小表示0.1mg、最小計量値10mg）1台、天びん用除振台1台を備えること。
･多目的遠心機1台を備えること。遠心機は最高回転数15000rpm、最大遠心加速度21130G、温度設定範囲-9〜35℃、幅426mm、奥行542mm、高さ884mmの仕様を満たすこと。アングル
ローター2種類を備え、それらの容量は50mlコニカルチューブ4本と15mlコニカルチューブ4本、2.0mlチューブ18本と0.5mlチューブ12本と0.2mlチューブ12本であること。

1式

6 耐荷重スチールラック一式

以下の仕様を満たすこと。
・耐荷重300kg/段 ホワイトグレー 高さ2100×横幅1850×奥行750×5段(枚) 単体形式2台、転倒防止ベースを備えること。
・耐荷重300kg/段 ホワイトグレー 高さ2100×横幅950×奥行750×5段(枚) 単体形式1台、転倒防止ベースを備えること。
・耐荷重300kg/段 ホワイトグレー 高さ2100×横幅1850×奥行750×5段(枚) 増連形式1台、転倒防止ベースを備えること。
・耐荷重300kg/段 ホワイトグレー 高さ2100×横幅1850×奥行750×4段(枚) 単体形式1台、転倒防止ベースを備えること。
・耐荷重300kg/段 ホワイトグレー 高さ2100×横幅1850×奥行750×4段(枚) 増連形式1台、転倒防止ベースを備えること。

1式

7 キャビネット一式

以下の仕様を満たすこと。
・キャビネット 3段 ガラス両開き 上置用 ホワイト 幅900×奥行450×高さ1038mm 3台、3段オープン下置用 ホワイト 幅900×奥行450×高さ1098mm 3台を備えること。
・キャビネット 3段 3枚ガラス引違い 上置用 ホワイト 幅900×奥行450×高さ1038mm 8台（追加棚板3枚含）、3段 下置用 ホワイト 幅900×奥行450×高さ1098mm 8台を備えること。
・キャビネット 6段 オープン 下置用 ホワイト 幅900×奥行450×高さ2136mm 2台、3段 オー
プン 下置用 ホワイト 幅900×奥行450×高さ1098mm（天板付） 2台を備えること。
・ロッカー 4人用 幅900×奥行515×高さ1790mm ホワイト1台を備えること。

1式

8 PET線源保管庫

PET装置のメンテナンスに必要なGe-68線源を保管する保管庫を備えること。

1式･卓上型pH/導電率メータ1台を備えること。本体には、pH電極、導電率電極、小袋入りpH標
準液（4.01/7.00/9.21）3種類10袋3箱、小袋入りpH標準液（4.01/7.00/10.01）3種類10袋3箱、小袋入り導電率標準液（1413µS/cm）30袋3箱、標準液（12.88µS/cm）30袋3箱を備えること。
･超音波流し台1台を備えること。超音波周波数28kHz、超音波出力600W、水槽寸法が幅520mm、奥行450mm、高さ220mmであること。
・イオン化空気清浄機（24畳用、定格電力55W、最小除去粒子径0.0146µm)2台を備えること。
空気清浄機内部にはオゾン除去フィルター、集塵フィルター、イオン化ワイヤーフレーム、プレフィルターを備えること。
･HEPA/活性炭フィルター搭載型空気清浄機2台を備えること。本体サイズは幅434mm、奥行415mm、高さ830mmであること。
・室内用固体放射性廃棄物容器（内容物標記シール付）6台、RIシリンジシールド3本（2.5mlテルモ）、RI用サンダル（M：30足、L30足）、ハンガーを備えること。
･分析用デスクトップPC1台および拡張用モニター1台を備えること。デスクトップPCは、2TB
SSDストレージ、16GBユニファイドメモリ、Magic Mouse、Touch ID搭載Magic Keyboard 英語（US）の仕様を満たすこと。拡張用モニターは、27インチ5K Retinaディスプレイ、Nano-texture
ガラス、傾きと高さを調整できるスタンドの仕様を満たすこと。