臭気モニタ
UV-819

臭気を常時監視し、異常を検知！
排出口の臭気管理

敷地境界線での臭気監視

屋内の環境モニタや装置内の臭気監視

UV-819KD-5F（指示警報部）（臭気検知部）※写真は3点式

事務所・監視室等にて検知部の出力を表示

脱臭装置の性能確認

排出口の臭気管理

警報ユニットＶＡＳ

指示計ユニット
Ｖ３Ｆ

サンプリング盤により、幅広い環境下・用途での臭気モニタが可能となります。
サンプリング盤を使用すると、ニオイを吸引して測定することができます。さらに、活性炭フィルタの使用や測定時間の設定をすることで過酷な環境下での臭気モニタが可能となるなどお客様の用途に合わせた様々なシステムを構築します。

＜サンプリング盤使用例＞◯排ガス温度が高い、水分が多い排出口◯常時強い臭気が漂う場所◯警報レベルを超えた臭気を自動で採取したい場合

臭 気 モ ニ タ

UV-819特長仕様■当社独自の金属酸化物ニオイセンサで、臭気を高感度に検知。
■官能試験法や機器分析法と異なり、常時監視が可能。
■必要な検知部点数に応じて、自由に監視システムの構築が可能。
■連続記録が可能な外部出力端子付。
■バーグラフメータで臭気のレベルをリアルタイムに表示。

●指示警報部■警報盤組み込み時（パネル埋込式）
指示計ユニット

21

W

93

対式
象

検知原

理

検 知 方 式警 報 設 定 値

埋込式パネルカット寸法
A

10+1−0外警報ユニット

知警 報 表 示
警報音

外形寸法図

型
検取付金具

部

B

342

出

350

1

パネル厚：1.6〜5.0mm

端子箱蓋

W

A

B

3点式

236

230

332

6点式

350

344

332

9点式

526

520

332

12点式

640

634

332

システム構成例
集中監視システム力

点数 寸法

UV-819（3点式〜12点式）
各種香気・臭気成分
主に硫化水素臭
超高感度酸化亜鉛系
高感度酸化錫系
基板型
熱線型薄膜半導体式センサ
焼結半導体式センサ
拡散式（非防爆）
任意設定可能指示計ユニット 警報時ランプ点滅、要因復旧にて消灯（ 型 式：V 3 F ） 自動復帰式（または自己保持式）
警 報 ユ ニ ット 指示計ユニット1点以上警報で赤ランプ点灯 + ブザー断続音（ 型 式：V A S ） 指示計ユニット1点以上故障で黄ランプ点灯 + ブザー連続音
個別警報端子
警報接点
指示計ユニット １．
無電圧1a（標準）（AC100V 1A、DC24V 1A 抵抗負荷）（ 型 式：V 3 F ）２．
アナログ出力臭気レベルアナログ信号 4-20mA（標準）警 報 ユ ニ ット 一括警報端子（ 型 式：V A S ） ・警報接点 ・ブザー接点 ・故障接点
無電圧1a（標準）（AC100V 1A、DC24V 1A 抵抗負荷）

外部アラームリセット端子、外部アラームストップ端子（非接点）
AC100V〜240V±10％（50/60Hz）（V3F※1×接続点数＋VAS※2）
×1.25（SW電源損失）
消 費 電 力※V3Fには検知部消費電力を含む-10〜40℃（急激な温度の変化がないこと）
使 用 温 度 範 囲
10〜90％RH（急激な温度の変化がなく、結露なきこと）
約5.5kg（3点式）〜約10.5kg（12点式）
質量
警報ユニット、指示計ユニットを含む

外電部入力源※ 1 V 3 Fは指 示 警 報 部 の 指 示 計 ユニット。 ※ 2 V A Sは指 示 警 報 部 の 警 報 ユニット。

●検知部
画面例

指示警報部型式
採 取 方 式
防 爆 構 造使 用 温 度 範 囲
適 合 ケ ー ブ ル

KD-5F
拡散式
非防爆
（防爆仕様も可）
0 〜 40℃（結露なきこと）
制御用ケーブルなど 1.25 〜 2.0mm
3芯シールド（ケーブル抵抗：片道10Ω以下）
2●サンプリング盤（一例）
構
採臭気検知部／サンプリング盤

造
取

方式

壁掛式
（W600 × H800 × D250mm）
ポンプ吸引式（タイマによる間欠自動吸引）
臭気サンプリング3分／エアパージ 27分※※内蔵の活性炭通気エアによる※お客様の用途に合わせたシステムの構築が可能です。

使 用 温 度 範 囲
電源

0 〜 40℃（結露なきこと）
AC100V ±10％ 50/60Hz●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
本社
東日本営業部
東京
札幌営業所
仙台営業所
新潟営業所
静岡営業所
北上出張所
北関東出張所
千葉出張所
神奈川出張所
中 部 営 業 部
中部
北陸営業所
西日本営業部
関西
岡山営業所
広島営業所
九州営業所
京滋出張所
姫路出張所

■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 − 5 − 4 TEL（06）6308−2111■ 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2（浜松町262ビル3F） TEL（03）5403−2703■ 〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2（札幌センタービル20F） TEL（011）231−1101■ 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7（ティエヌビルディング4F） TEL（022）295−6061（ファースト米山201） TEL（025）365−1390■ 〒950-0916 新潟市中央区米山３-１■ 〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7（大樹生命静岡駅前ビル2F） TEL（054）255−1901■ 〒025-0016 花 巻 市 高 木 第 2 1 地 割 9 3 - 8 TEL（0198）29−6633■ 〒330-0855 さいたま市大宮区上小町544（武井ビル2F） TEL（048）643−1223■ 〒260-0834 千 葉 市 中 央 区 今 井 1 - 2 3 - 7（ S Yビ ル 2 F ） TEL（043）209−1650■ 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-3-1（新横浜アーバンスクエア6F） TEL（045）473−6451■ 〒460-0004 名 古 屋 市 中 区 新 栄 町 2 - 4（ 坂 種 栄ビ ル7 F ） TEL（052）951−2650■ 〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1（アーバンユースフルビル2F） TEL（076）234−5611■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 - 5 - 4 TEL（06）6308−2111■ 〒710-0826 倉 敷 市 老 松 町 2 - 7 - 4（ 倉 敷 ビ ル 5 F ） TEL（086）435−5087■ 〒732-0827 広島市南区稲荷町2−16（広島稲荷町第一生命ビル6F） TEL（082）568−2800（ツヅキ博多ビル３F） TEL（092）431−1881■ 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南４−３−１８■ 〒520-0044 大津市京町4-4-23（アソルティ大津京町6F） TEL（077）526−8222■ 〒670-0965 姫路市東延末3-50（姫路駅南マークビル2F） TEL（079）225−8965※カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

このカタログは、再生紙を使用しています。

（A）
2019年8月制作（A）
7645-C030