〔 バグフィルター性能監視 〕〔 集じん器初期不良検知 〕

リークアラート 73/65-02

エレクトロダイナミック方式ダストモニター

集じん器予知警報のスタンダード！

DUST
Ex

Leak Alert 73
（一体型）

オプション

Leak Alert 65-02
（分離型）

GAS
Ex
オプション

Control Unit

他の追随を許さない独自の測定原理により抜群の高精度と安定性を実現！！

CAT.No.Z1-267-1905J

リークアラート 73/65-02

エレクトロダイナミック方式ダストモニター
エレクトロダイナミック方式ダストモニター
バグフィルターやサイクロンのバグフィルターやサイクロンの微小な濃度上昇を確実にキャッチ！
微小な濃度上昇を確実にキャッチ！
特にバグフィルターの監視に関しては、正常範囲内での微少な濃度上昇を確実に検出。
を確実に検出を確実に検出。
を確実検出。
ランニングコストの低減と、絶対にを実現！
対 「漏らさない」
対に「漏らさなを実 現！！
リークリーリークアラート
クアラーアラート
アララート 773
3（一一 体 型）型）DUST
Ex
オプション

リークア
リークアラート
クアラート
クアラ
ラー
ラート
66565-06565-022（分分 離 型）型）

GAS
Ex
オプション

洗浄空気出口ダストモニター■ 動作原理ダストの 帯 電 粒子が プ ローブ を通過する際に、静電誘導の原理をセンサ

バグフィルター応用して電荷の移動を非接触にて検出します。
粒子が プ ローブ に 衝 突した 際 の含塵空気入口

摩擦電流はカットし、交流的レスポンスのみを検出していますので、高精度でなおかつ安定した測定をダスト粒子実現しています。

バグフィルター排気ダスト濃度測定において早期の ろ布異常を確実に検出！！
一 般的なバグフィルターは、ろ布洗浄時（パルスジェット・シェーコントロールユニット

ダストモニターの活用

キング・逆 洗）には、瞬間 的に排気濃 度 が上 昇します。ろ布に早 期異常が発生すると、ろ布洗浄時の排気濃度が急激に上昇します。

初期不良の予知● ダストモニター出力トレンド
相対濃度50.000

この急激な濃度上昇はろ布が破れる前の兆候ですので、次回の設備停止時に ろ布交換することにより、ろ布が完全に破れてしまうのを防ぐことが可能になります。

ランニングコストの 低減
右トレンドの様に、早期異常が発生している ろ布の特定が異常な ろ布
40.00030.00020.00010.000

可能になりますので、必要なろ布のみを交換し、無駄な ろ布交換を防ぐことができます。

0.000

機能LEAK ALERT 65-02●フタを開けた状態

電源

電源
リークアラート 73

リークアラート 65-02

4-20mA 出力（一体型）（分離型）

アラーム出力 1a×2

専用ケーブル max500m（アラーム出力時と電源OFF 時 NO-COM 開）

機

能リークアラート 73（一体型）【 Hi-Md-Lo 】

4-20mA 出力
アラーム出力 1c

リークアラート 65-02（分離型）

感度設定

3 段階切替ダイナミックレンジ ( 固定 )ディスプレイディスプレイフィルター値設定【 1- 9999sec 】

ディスプレイフィルター値設定【 1, 2, 5, 10, 20, 30, 60sec 】

スケーリングスケーリング設定

スケーリング値設定【 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 】

スケーリングファクター※オプション スケーリングファクター設定値【 0.001-9999 】

スケーリング値設定【 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 】

グラフスケール【 UP-DOWN 】

20mA 出力値【 100 固定 】

4-20mA 出力

出力フィルター値設定【 1- 9999sec 】※オプション スケーリングファクター設定値【 0.001-9999 】（オプション） スケーリングファクター【 0.001-9999 】
出力フィルター値設定【 1, 2, 5, 10, 20, 30, 60sec 】

警報値設定【 0.001- 9999 】

警報接点出力出力遅延時間値設定 【 1- 9999sec 】

エンジニアリングメニュー

リセット･出力微調整 ・ 入出力テスト ・ 表示灯テスト（オプション）手動自己診断

出力遅延時間値設定【 1, 2, 5, 10, 20, 30, 60sec 】

外部入力により警報接点 ・ ディスプレイ ・ 濃度出力を制御

プラントストップ入力

プローブ絶縁チェック（オプション）自動外部ディスプレイ･キーパット（オプション）ゼロ ・ リファレンスチェック

リセット･出力微調整 ・ 入出力テスト ・ 表示灯テスト（オプション）ゼロ ・ リファレンスチェック 自動又は手動（オプション）自動又は手動（オプション）

バグパルスディスプレイ

■ 設 定 理念
相対濃度計は、プロセスの正常 ・異常を判断するための基準値が必要になります。
正常運転時の表示をスケーリング機能にて任意の数値（推奨： 1.0）に設定し、この任意数値に対しての変化量にてプロセスの正常 ・異常を判断します。

Leak Alert はこの基準値設定を 容易に出来るスケーリング機能を装備しています。

リークアラート 73/65-02 仕 様
電源：AC100 ～ 240V 32mA（50/60Hz）【 オプション DC24V 300mA リークアラート73 】

出力：相対濃度出力 DC4 ～ 20mA（絶縁型 負荷抵抗 max 500Ω）

警報接点出力：2a max1A -リークアラート73

1c max 1A - リークアラート65-02
入分

解許 容 温 度：周囲温度 −25 ～ 55℃
排気ダクト内温度 −25 ～ 120℃（標準仕様）−25 ～ 250℃
（標準仕様）−25 ～ 400℃（高温仕様）
プ ロ ー ブ 長：max1500mm（1500mm を超えるものは打合せ必要）

力：プラントストップ信号（入力時に 表示･出力を変更）
DC24V 入力
- リークアラート73
無電圧信号入力 - リークアラート65-02

プ ロ ーブ 材 質：SUS316･テフロンまたはセラミック【オプション テフロン被覆】

能：＜0.01mg/m 3

センサ接続口径：ねじ込み R1 以上、またはフランジ取付50A 以上【オプションにて小口径製作可能】

自己診断機能：ゼロ･リファレンスチェック & プローブ絶縁チェック（機能表参照）
ハ ウ ジ ン グ：保護等級 IP65 材質（エポキシコーティング）
ディスプ レ イ：LED デジタルディスプレイ LED ランプ - リークアラート73
LCD バーグラフ & デジタルディスプレイ - リークアラート65-02

防 爆 仕 様：オプションにて対応
ATEX 粉塵防爆 ※電源DC24V のみ
Category 1Ｄ or 3Ｄ（zone20 or 22）リークアラート73
ATEX ガス防爆
Category3Ｇ（zone2） リークアラート65-02

オプション
リークアラート65-02 型のコントロールユニットは、オプションにてバグパルスディスプレイを装備する事が可能です。
このディスプレイを装備することにより、瞬時のダスト濃度変化をリアルタイムで目視可能となり、記録計等を用いずにろ布異常等の状況監視が 可能となります。

リークアラート65-02 バグパルスディスプレイ

外形寸法図プローブ寸法の決定方法

54Φ16105プロ−ブ
R1·1/2絶縁物：テフロン255

54

Φ2410544L3接地電極※400℃以上の耐熱も製作可。ご相談ください。

φD（ダクト内径）
プローブ

放熱フィン
フランジ

フランジ接地電極長 L1≧ H
プローブ長 L3 ≧ 1/2 φD

Φ12L1

プローブ：
テフロン被覆接地電極

H（取付座高）

L

L3

Φ25L1

絶縁物：テフロン耐熱センサ（〜400℃）

L

絶縁物：
セラミック

プローブ長：
高精度な測定のために、プローブ長はダクト半径と同じかそれ以上が必要です。

リークアラート 65-02（分離型）

リークアラート 73（一体型）

184

222
206

接地電極長：

82133

133

184

124

Φ42.7

接地電極

Φ145

225

54L3プローブ
接地電極

テフロン被覆センサ（〜250℃）

105

50

Φ27.2R1L1L3

Φ2454

Φ27.250

Φ24L1LΦ42.7225

L

105

正確な測定を維持するためにプローブ長は下記の条件を満たす必要があります。

標準センサ（〜250℃）

195

Φ15標準センサ（〜120℃）

接地電極長さは取付座高さと同じかそれ以上でないと測定に影響が出るので確認ください。

4-Φ6.52323

LEAK ALERT 65-02● コントロールユニット 奥行：80

センサ取付位置の選定
センサ

センサの最良な取付場所は粒子分布が平均していて流れが直線的なところです。
曲折部や障害物がなく、センサの上流及び下流側に少なくともダクト径の3倍の直管部が必要です。

推 奨
φD（ダクト外径）※ダクト径の3倍の直管部が取れない場合は、直管部にて上流側：下流側 /2：1の比率にて取付けてください。

FLOW

ダクト

直胴部≧3D

直胴部≧3D

良い例
悪い例※どうしても直管部の距離が取れない場合は、曲折部の内周側では無く外周側にセンサを取付けてください。

Line of business

粉・粒・液体………レベル制御機器総合メーカー●

回転式レベルスイッチ●

フロースイッチ●

振動式レベルスイッチ●

電極式レベルスイッチ●

振子式レベルスイッチ●

フロート式スイッチ●

音波式レベルスイッチ●

フロート式レベルメータ●

静電容量式レベルスイッチ●

超音波式レベルメータ●

静電容量式近接センサ●

コンベア周辺機器●

静電容量式レベルメータ●

ダストモニター

名古屋営業所 〒 464-0075 名古屋市千種区内山 3 丁目 10-17 TEL.052-741-2432 FAX.052-741-1588●

ダイヤフラム式レベルスイッチ●

ジルコニア酸素濃度計

大 阪 営 業 所 〒 530-0056 大 阪 市 北 区 兎 我 野 町 2 番 14 号 TEL.06-6312-2071 FAX.06-6314-0848●

チルトスイッチ●

レーザー式レベルメータ●

リーク式レベルスイッチ●

電波式レベルメータ●

マイクロウェーブ式スイッチ●

液体濃度・濁度計●

サウンジング式レベルメータ●

超音波流量計※ご使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
※予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。

オフィシャルサイト

社 〒530-0056大阪市北区兎我野町2番14号
T E L . 06-6312-2071・FAX.06-6314-0848
e-mail: infoj@kansai-automation.co.jp
本東 京 支 店 〒 105-0013 東 京 都 港 区 浜 松 町 1 丁 目 2 9 - 6 TEL.03-5777-6931 FAX.03-5777-6933

九 州 営 業 所 〒 802-0003 北九州市小倉北区米町 1 丁目 1-21 TEL.093-511-4741 FAX.093-511-4580
代理店