Other Anvil Series

DIAMOND ANVIL CATALOG Jun-17

Ⅱaに近い特性のアンビル
Ⅱa-like diamond anvil

SV-ANVIL

Raman shift
Ⅰa

安定生産可能な合成ダイヤモンドを採用。
ほぼタイプⅡaに近い光学特性を持ち、タイプⅠaダイヤモンドで吸収のある領域でも実験にお使い頂けます。
従来のブラウンよりも、より色味が薄くなりました。

Intensity

Ⅱa（HPHT)

Man-made diamond with 'Type
80 Ⅱa like' optical property
in stable production.
It is possible to study under70
the absorption area of Ⅰa diamond.

500

【仕様】
材質 ： CVD単結晶ダイヤモンド(ライトブラウン)
60
精度 ： キュレット面の対辺の寸法精度2%以下
キュレット面とテーブル面の平行精度0.1°未満
50 3.4±0.2mm
寸法 ： 標準サイズ ガードル径
高さ2.0±0.2mm※異なるサイズも製作可能です。別途お問い合わせ下さい。
40面方位： テーブルおよびキュレット(100)面【Specifications】
301500(cm-1 )

2000

2500

FTIR
Transmittance (%): CVD single crystal diamond (Light brown): Culet processing precision ≦ 2%
20Parallelism table and culet ＜ 0.1°
: Girdle diameter :3.4±0.2mm
Size
Height10: 2.0±0.2mm*Please contact us for the different size.
Orientation : <100> orientation
02100080

MaterialPrecision

0SV

Ⅰa
60

Ⅱa(HPHT)

40
Ⅰa
20

SV(旧タイプ)Ⅱa（HPHT)
SV

0

4000

3000

SV(新タイプ)
2000

1000

Wavenumber(cm -1 )4

有色のリーズナブルアンビル
Reasonable anvil with color diamond

68101214

短納期可能なブリリアントカットタイプアンビル

Speedy & Reasonable anvil with brilliant type diamond

Bri cut-ANVIL

SC-ANVIL

カラーグレードを見直したコストパフォーマンスの高いアンビルです。
ダイヤモンドの強度上の問題はありません。

Reasonable anvil with color diamond.
They will not pose any problems on the strength of diamond itself.
【仕様】
材質: 天然単結晶ダイヤモンド(有色：ライトイエローやライトブラウン)
精度: キュレット面の対辺の寸法精度2%以下
キュレット面とテーブル面の平行精度0.1°未満
寸法: ガードル径 3.2mm以上
高さ 1.8mm以上
面方位 : テーブルおよびキュレット(100)面(111)面に結晶方位マーク付【Specifications】

Material: Natural single crystal diamond(Light yellow or Light brown)
Precision : Culet processing precision ≦ 2%
Parallelism table and culet ＜ 0.1°
Size: Girdle diameter : more than 3.2mm
Height : more than 1.8mm
Orientation : <100>orientation<111>orientation mark

宝飾用のブリリアントカットダイヤモンドに、キュレット面を追加工した非常に安価なタイプのアンビルです。
※テーブル径の拡大も追加工にて承っております。
It is very reasonable anvil, processed culet to brilliant diamond.
*It is possible to enlarge table size.
【仕様】
材質 : av.0.125ct(無色),av.0.3ct(有色:ライトイエロー,ライトブラウン)
精度 : キュレット面の対辺の寸法精度2%以下
キュレット面とテーブル面の平行精度0.1°未満
形状 : ①16面ファセット、キュレット面研磨加工②キュレット面研磨加工のみ【Specifications】
Material : av.0.125ct(colorless) , av.0.3ct(Light yellow or Light brown)
Precision : Culet processing precision ≦ 2%Parallelism table and culet ＜ 0.1°
Shape: ①Culet and 16-faceted polishing②Culet polishing only

①キュレットおよび16面研磨①Culet and 16-faceted polishing②キュレット面のみ研磨②Culet polishing only

☆SYNTEK製DAC(平行調整不要タイプ)と組合わせてご使用頂くと平行調整なく実験できます。
アンビルは弊社製DACとセットでお使いください。
☆We guarantee parallelism using Syntek's anvil and DAC ( without tilt adjustment ) together.
お問い合わせはこちらまで

株式会社〒144-0055

シンテック

東京都大田区仲六郷4-32-6 innoba大田208号室
TEL: 03-6424-4088
FAX: 03-6424-4089
E-mail: info@syntek.co.jp
URL: http://www.syntek.co.jp

アンビル比較表 Anvil Specifications
SV-ANVIL

SC-ANVIL

Characteristic

Low fluorescence &No inclusion

TypeⅡa like

Color & Reasonable

色調

透明

有色(ライトブラウン)

特徴

Colorless

Color

天然/合成
Natural/Man-madeColor(Light brown)

有色(ライトイエロー,0.3ct

Speedy & Reasonable
Brilliant typeライトブラウン)

透明

Color
(Light yellow, Light brown)

Colorless

有色(ライトイエロー,ライトブラウン)
Color(Light yellow,Light brown)

天然合成

天然

天然

天然

Man-madeNaturalNaturalNaturalType Ⅱa likeType ⅠaType ⅠaType Ⅰa

特性低蛍光Type ⅠaOptical property

Low fluorescence TypeⅠa

面方位ガードル径0.125ct

Natural―(100)culet,table

Orientation

Regular size

標準サイズ

Bri cut-ANVIL

SH-ANVIL

3.2mm以上

Girdle diametermore than 3.2mm

高さ1.8mm以上

Heightmore than 1.8mm

その他
Others

3.4±0.2mm

2.0±0.2mm

3.2mm以上

約3.2mm

約4.4mmmore than 3.2mm

about 3.2mm

about 4.4mm

約1.9mm

約2.7mm

1.8mm以上

about 1.9mm

about 2.7mm

more than 1.8mm(ｷｭﾚｯﾄｻｲｽﾞによります)(depends on culet size)

ﾃｰﾌﾞﾙ径の拡大も追加工にて承っております。
It is possible to enlarge table size

異なるサイズについてはお問い合わせ下さい。
Please contact us for the different size.

※その他、TypeⅡa(HPHT)、TypeⅠbのアンビルも取り扱っております。形状や光学スペックなどについてもご相談下さい。
In addition, we sell TypeⅡa(HPHT) and TypeⅠb anvil. Please contact us about anvil design, optical properties, and so on.
テーパー型アンビル

原石規格を見直したリーズナブルアンビル

Taper type anvil

Reasonable anvil by reviewing standard of rough stones

ST-ANVIL

SB-ANVIL

キュレット部が円状となるテーパー型のアンビルです。
ダイヤモンド、サファイア、SiCなどの素材で製作致します。
※ご要望の材質、形状、寸法などお問い合わせ下さい。
Taper type anvil with a round shaped culet.
Anvils are made from materials such as diamond, sapphire,SiC.
※Please contact us if you have any questions about material,
shape and size.

インクルージョンなどの原石品質規格にゆとりを持たせた安価なアンビルです。
ダイヤモンドの強度上の問題はありません。
※SBアンビル用の原石は数に限りがありますので、お問い合わせ下さい。
Rough diamond may have extremely low inclusions.
They will not pose any problems on the strength of diamond itself.
※Please contact us because of limitations on the number of rough diamondfor SB-anvil.
材質: 天然単結晶ダイヤモンド
Material : Natural single crystal diamond

Repair and Modification

修理前 Before

修理後 After

アンビルの修理を承っております。
修理の可否も判断致しますので、お気軽にアンビルをお送りください。
ダメージの除去や、キュレット形状のいびつなものに精度のよいカッティングを施します。
Please feel free to send your anvils to repair and modify.We will let you know whetheranvils are possible to repair.We remove damage and provide excellent polishing technology.
精度： キュレット面の対辺の寸法精度2%以下
キュレット面とテーブル面の平行精度0.1°未満
Precision : Culet processing precision ≦ 2%
Parallelism table and culet ＜ 0.1°

※ご要望のサイズに製作致します。
We'll make culet size as you requested.

☆SYNTEK製DAC(平行調整不要タイプ)と組合わせてご使用頂くと平行調整なく実験できます。
アンビルは弊社製DACとセットでお使いください。
☆We guarantee parallelism using Syntek's anvil and DAC ( without tilt adjustment ) together.
アンビルの他、DACなど各種超高圧実験に関わるものについてサポートさせて頂いておりますのでぜひご相談下さい。
In addition , we support more products for ultrahigh pressure experiment like DAC.
Please feel free to contact us if you have any further questions.

SYNTE K CO., LTD.

DAC(Symmetry Cell)

Innoba Ota 208, 4-32-6 Nakarokugo, Ota-ku, Tokyo 144-0055 Japan
TEL : +81-(0)3-6424-4088
FAX : +81-(0)3-6424-4089
E-mail: info@syntek.co.jp URL: http://www.syntek.co.jp