(光透過式)

ダイナミックオパシティ方式 ダストモニター〔 排ガス濃度高精度連続測定 〕〔 電気集じん器性能監視 〕

STACK 602

STACK 602PLUS

光 透 過式STACK 710

VIEW 580

ユニークな測定原理で可動部が無いため、信頼性が高く長期間安定した測定が可能

CAT.No.Z1-235-1804J

ダイナミックオパシティ方式 ダストモニター

ダスト粒子のキラメキ
（変化量）
（変化量
ダスト粒子 のキラメキ
変 化 量）と受光量との比を算出し、ばいじん濃度とする
受 光 量との比を算出し、ば いじん濃 度とするユニークな原理のダストモニターです。
ユニークな 原 理のダストモニターです。

質量 濃 度計ベーシックモデル

マルチセンサ対応ハイグレードモデル

相対 濃 度計ベーシックモデル

1

大型排気ダクトの測定に威力を発揮します。
一 般 的な光散乱方式のダストモニターとは違い、レンズの汚れや光軸ズレに影レンズの汚れや高軸ズレに影 響されない測定原理によりメンテナンスの簡易化を実現しています。
■特 長● ユニークな測定原理により、光学式ダストモニターでありながら● 高輝度LEDの採用により10m（STACK602型は15m）のI 受光量
出 力

校正不要。

X/I
シンチレーション

大型ダクトを測定可能。

X 変化量● 自己診断機能を有しており、初期異常の時点で警報が出るので安心して使用可能。
● 最高分解能:0.2mg/m 3、最高追従速度:2秒の高感度・高速測定。
● 他に類を見ないワイドレンジ:<10〜1000mg/m 3

ダスト濃 度レンズの状態

変化受光量●フリー電源採用:AC90〜260V

付 着 なしIX

シンチレーション
X/I●16チャンネルセンサ対応（STACK602PLUS）

10%付着

0.9 I

0.9 X

0.9 X / 0.9 I ＝ X/I● 当社他機種との共通バス接続可能（STACK602PLUS）

50%付着

0.5 I

0.5 X

0.5 X / 0.5 I ＝ X/I■動作原理
ダクトを横切る光線の受光量はダスト濃 度に反 比例し、変化量（ダスト粒子のキラメキ）はダスト濃度に比例します。
この受光量と変化量の比（シンチレーション）を算出し、ばいじん濃度を測定します。
この動作原理によりレンズの汚れや光軸ズレが生じても、受光量が減少するのに比例してシンチレーションも減少するので影響（90％の受光量減少まで測定可能）を受けません。

発電所での
活用

排ガス煤塵濃度連続監視

電気集じん器の性能監視

最終排出口においての煤塵濃度をフリーメンテナンスにて高精度測定

電気集じん器の異常を発見出来ないと排煙脱硫装置の不良につながる
mg/m 3 2008/01/25 11:10:33
500.000

mg/Nm350.00040.000400.000

30.000300.000

20.000200.000

10.000100.000

0.000

0.000

2008/01/25 16:10:33

500.000[mg/m 3/Div]
20[min/Div]

煙突
排煙脱硝装置排煙脱硫装置

電気集塵 器ボイラー2ダイナミックオパシティ方式ダストモニター

シングルレイアウト

STACK602 システムレイアウト
インターフェースモジュール

質量濃度計 ベーシックモデル

データケーブル

手分析との比較校正を行う事により質量濃度にて表示・出力が可能。
最大15mの排気ダクトを測定可能です。

PC

DC4～20mA
2×アラーム電源

マルチセンサ対応 ハイグレードモデル

受光量も測定しているので光透過率も出力可能。

1台のマルチコントローラで 最大16組のセンサを接続可能。計装用信号もセンサの台数分を追加モジュールにより出力可能。

黒煙も同時検出可能。

STACK602 / STACK602PLUS コントローラ 外形図・仕様■ インターフェースモジュール（STACK602）■ マルチコントローラ（STACK602PLUS）

● 外形図

● 外形図

11012282
奥行：80

160

260
240220204

PCME STACK602

奥行：91

4- Φ6.5●仕 様

PCME STACK602 PLUS

4- Φ6.5●仕 様

電源：AC90 ～260V 1A（ 50/60Hz ）電源：AC90 ～260V 1A（ 50/60Hz ）出力：DC4 ～20mA（絶縁型 負荷抵抗 max500Ω）
シリアル
RS232C・RS485
リレー接点 1c × 2（ AC250V 2A）

出力：DC4 ～20mA × 4（絶縁型 負荷抵抗 max500Ω）
シリアル
RS232C・RS485
リレー接点 1c × 4（ AC250V 2A）

入力：4デジタル入力（プラントON/OFF、バグクリーニングパルス等）

センサ接続点数：1点分

解能：0.2mg /m 3

センサ接続点数：1～16点

測 定 範 囲：0 ～1000mg /m 3
自己診断機能：通信・ZERO・SPANチェック
メ モ リ 容 量：長 期
2ヶ月間
短 期
7 日間
パルス
2 時間
アラーム 500 個
ハ ウ ジ ン グ：保護等級 IP65

@15 分
@1分
@1秒

材質 ADC（エポキシコーティング）

ディスプ レ イ：LCD（バーグラフ・数値・トレンド表示等）
許 容 温 度：周囲温度 −10 ℃ ～55 ℃分

解能：0.2mg /m 3

測 定 範 囲：0 ～1000mg /m 3
自己診断機能：通信・ZERO・SPANチェック
メ モ リ 容 量：長 期
2ヶ月間
短 期
7 日間
パルス
2 時間
アラーム 500 個
ハ ウ ジ ン グ：保護等級 IP65

@15 分
@1分
@1秒

材質 ADC（エポキシコーティング）

ディスプ レ イ：LCD（バーグラフ・数値・トレンド表示等）
許 容 温 度：周囲温度 −10 ℃ ～55 ℃

3

マルチレイアウト

STACK602PLUS システムレイアウト
マルチコントローラ

最大 16 組のセンサを接続可能！
！

PCSPUR

SPUR

SPUR
ROM

4×DC4～20mA
4×アラーム

AOM

電源

SPUR

8×DC4～20mA
8×アラーム

データケーブル

STACK602 / STACK602PLUS センサ 外形図・仕様● 標準投光器（～400℃）● 標準受光器（～400℃）
24224245190

Φ127

190

10771

4571

107

Φ127145

ベースフランジ：SUS316
エイミングキット：SUS316

電線グランド：M20×1

電線グランド：M20×3

エアーパージ口：BSP1/4

エアーパージ管：SUS316● 耐熱投光器（～600℃）● 耐熱受光器（～600℃）
342242
107

190

190

Φ127

4571

45 10071107

Φ127145

ベースフランジ：SUS316
電線グランド：M20×3

高温用スタンドオフ：SUS316

電線グランド：M20×1

エイミングキット：SUS316

エアーパージ管：SUS316

エアーパージ口：BSP1/4● センサ仕 様
ハ ウ ジ ン グ：保護等級 IP65
材質 ADC（エポキシコーティング）
許 容 温 度：周囲温度 −25 ℃ ～55 ℃
排ガスダクト内温度：−25 ℃ ～400 ℃（標準仕様）−25 ℃ ～ 600 ℃（高温仕様）
測 定 可 能 範 囲：1m ～15m（投光器、受光器の距離）センサ接続仕様：フランジ 50A 以上 SUS316
エアパージ仕様：1/4B オスねじ
必要量 30 ～ 60L/min
ケ ーブ ル 仕 様：4 芯シールドケーブル（センサ ー コントローラ間）
0.5sq 50Ω/km（MAX1000m シングルレイアウト）
8 芯シールドケーブル（投光器 ー 受光器間）■ オプション

ROM

SPUR（リレーアウトプットモジュール）

（スパー）

251

奥行：56.5

DC4～20mA×8（負荷抵抗 500Ω）

奥行：56.5リレー接点1C×8（AC250V1A）

177

65

100

8181

177

PSU リピーター奥行：4581AOM（アナログアウトプットモジュール）

奥行：56.5

電源 AC90 ～260V 50/60Hz

4ダイナミックオパシティ方式ダストモニター

相対濃度計ベーシックモデル
簡易なパラメーター設定で相対的にダスト濃度の変化を把握し運転プロセスを監視します。

トレンドグラフ(参照：出口でのトレンド)

電気集じん機
240

異常220
200
180

槌打160140■ 設 定理念

120

相対濃度計は、プロセスの正常・異常を判断するための基準値が必要になります。正常運転時の表示をスケーリング機能にて任意の数値（推奨：1.0 ）に設定し、この任意数値に対しての変化量にてプロセスの正常・異常を判断します。

静電分離

100806040
20
09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

機能説明

フタを開けた状 態
メニューセレクトボタン
リセットボタン
電源 LEDLED ディスプレイ

濃度警報 LED
自己診断 LED

ナビゲーション
ボタン

電源

4-20mA 出力
アラーム出力1a × 2（アラーム出力時と電源 OFF 時 開）

※外部キーパッドはオプション

5

光量設定

手動-自動ディスプレイ

表 示フィル ター 値 設 定【 1- 9 9 9 9 s e c 】

スケーリングスケーリング ファクター 値 設 定【 0.0 01- 9 9 9 9 】

4 -2 0 m A 出 力20mA出力値設 定
出 力フィル ター 値 設 定【 0.0 01- 9 9 9 9 】【 1- 9 9 9 9 s e c 】

警報接点出力出力値設 定遅延時間設定【 0.0 01- 9 9 9. 9 】【 1- 9 9 9 9 s e c 】

プラントストップ

外 部入 力に より警 報 接 点・ディスプレイ・濃 度 出 力を 制 御エンジニアリングメニュー

リセット・4m A / 2 0 m A 出 力 微 調 整・接 点 出 力テスト・プラントストップテスト・表 示 灯テスト

自己 診 断ゼロ・ス パン・バ ルブチェック（手 動）14:00外形図・仕様● 標準受光器（〜250℃）
105

184

23

Φ127

Φ12790541339054

133

105133● 標準投光器（〜250℃）

ベースフランジ：SUS316
電線グランド：M20×1

エアーパージ口：BSP1/4

エアーパージ管：SUS316100

Φ12710090● エイミングキット（センサオプション）

1055413345

Φ1279054133105● 耐熱受光器（〜400℃）

Φ127● 耐熱投光器（〜400℃）

54
ベースフランジ：SUS316
電線グランド：M20×1

ダクト径がφ2.5以上の場合やそれ以内であってもセンサ取付座の対抗軸精度に問題がある場合は必要となります。

高温用スタンドオフ：SUS316

エアーパージ管：SUS316

エイミングキット：SUS316
エアーパージ口：BSP1/4●仕様
電デ ィス プ レ イ：LED デジタルディスプレイ

源：AC100 〜240V 32mA（ 50/60Hz ）（オプション DC24V 300mA ）

出力：相対濃度出力 DC4〜20mA（絶縁型 負荷抵抗 max500Ω）
警報 接点出力 1（故障警報 & 高濃度 HH 警報）1a（ max1A ）警報接点 出力 2（高濃度 H 警報）1a（max1A）

入力：プラントストップ信号（ DC24V入力時に表示・出力を変更）

分能：< 0.2mg /m 3

解自己診断機能：手動ゼロ・スパンチェック（オプション 自動チェック）（標準装備）
バルブ手動 チェック

LEDランプ

許 容 温 度：周囲温度 −25 ℃〜55 ℃
排気ダクト内温度 −25 ℃〜250 ℃（標準仕様）−25 ℃〜400 ℃（高温仕様）
測 定 可 能 範 囲：1m 〜10m（投光器、受光器の距離）センサ接続仕様：フランジ50A 以上 SUS316（オプションにて小口径製作可能）
ケ ーブ ル 仕 様：8 芯シールドケーブル 0.3 sq
量：3.9kg（投光器）3.5kg（受光器）
ベースフランジのみ

重保 護 等 級：IP65
ハウジング材 質：A DC（エポキシコーティング）■ オプション

●仕 様

インジケーター BOX
VIEW580と組み合わせる事により、手元にてスケーリング・アラーム設定及び監視が可能になります。

188
164

（ボックス取付ピッチ）

バーグラフメータリレイ
型式：LV1000

カバー ポリカーボネイト樹脂
t 3.0/ 色：透明

4-20mA 入力

INDICATOR OF CONCENTRATION
502575100（ダストモニターより）01234ENTOut
Hold電源

Mode%

RST

4-Φ7

Electrodynamic
Dust Monitor

164（ボックス取付ピッチ）

188

188

函体
ポリカーボネイト樹脂
t 3.0/ 色：グレー

4-20mA 出力
アラーム出力×2

電源：AC85～264V（50/60Hz）（オプション DC12～24V +10%）

出力：相対濃度出力 DC4～20mA（絶縁型 負荷抵抗 max 250Ω）
警報接点出力（高濃度 HH&H 警報）
2c（max2A）

ハウジング：保護等級 IP67
※直射日光や直接雨があたる場所は避けてください。
材質 ポリカーボネイト（カバー：透明 函体：グレー）
表示：デジタル（赤色LED5 桁）
バーグラフ（1608サイズ LED 20バー）※リニアライズ機能付き

入力：DC4～20mA（VIEW580からの出力を入力）

重量：約2kg6光透過式ダストモニター■ 動作原理投 光 器と受 光 器 を 対 向 に 設 置し 、ダスト粒子により減衰した光量からダストの濃度を求めます。

用意な 校 正：計器内部にて検査ユニットを作動させます。
ダクトから計器を取り外さずに、光学フィルタに対するズレと光軸ズレを確認出来ます。

アイコンによる設 定：計器に装備してあるパネルを通して設定します。
解かり易いアイコンにて各設定が容易に行えます。

質 量 濃 度：
手分析結果との比較で質量濃度に較正可能です。

自動自己診断機 能：STACK 710 には、自 動で ゼロとドリフトチェックを行う機能があります。
自己診断機能はユーザによって定義された間隔で行われます。

■特 長● 可動部が無く、信頼性が高い● ダストと腐食性のガスがレンズを汚したり、劣化するのを防ぐためにブロアーエアーの供給が必要です。

● ローメインテナンス及び簡単な設定● 高い精度と再現性● ダクト径は1m～10mまで対応可能● 指示ズレを起こさないユニークなゼロチェック機能● 卓越したＬＥＤ光源設計により低濃度を安定して● 校 正ユニットが内蔵され、スパンチェックと測定可能。

ゼロチェックが自動校正● 出力範囲：光透過、消光、またはダスト濃度

STACK710 は、光透過度検出時の不安程度を減少させるのに均等な品質の高度 ＬＥＤ光源を使用しています。
広域ＬＥＤは安定性と精度の最高水準を達成します。

外形図●トランスミッター●リフレクター

エアーパージ口7

Φ40

PCD110 3-Φ11191

PCME STACK

235191201

Φ125411

機能説明

測定方式

ダ ブルパ ストランスミッショメトリー

動作波 長５２５±２０ n m

光源

脈 動 式 高 強 度 L ED

測 定レンジ

光 透 過：0 －10 ％ ～ 0 －10 0 ％光 学 濃 度：0 － 0 ．01 ～ 0 － 3.0

精度± 2 ％（光 透 過 率）

ドリフト

＜ 0. 3 ％（光 透 過 率 /1 月）

温度特性＜ 0. 3 ％（光 透 過 率 / 周 囲 温 度 2 2 ℃ 変 化 にて）

投射角

＜2 °

視点角

＜2 °

応答 速 度≦10 s

出 力 平均 化

10 s ～ 24h r

対 応ダクトサイズ

1 ～10 m（注 文 時 に 指 定 必 要）

校正

ゼロとアップスケール 自 動 チェック（ 1 ～ 24h r インターバ ル 設 定）

ゼロ点 補 正自動修正

計 器 保 護 用シャッター

オプション

95％

標準仕様

センサ
（送 受 光 器・反 射器 ）セン サ 接 続 数

インターフェースモジュール（オプション）

マルチコントローラ（オプション）

1台

1～16 台

LCD

LCD

LCD

設定・数値

設定・トレンド・数値等

設定・トレンド・数値等

キーパッド

4 キー

5 キー

5 キー

表示灯

電源・アラーム・校正

電源・アラーム・校正

電源・アラーム・校正

ケースAC（エポキシコート）AC（エポキシコート）AC（エポキシコート）

許容温 度－20 ～ 55 ℃

－20 ～ 55 ℃

－20 ～ 55 ℃

耐 熱 温 度（ガス）

600 ℃

ディスプレイスクリーン

耐 熱 温 度（フランジ ）

200 ℃

保護構造

IP65

IP65

IP65

モドバ ス 接 続RS485

RS232/485

RS232/485

出 力

DC4 〜20 ｍＡ
3 リレー

DC4 〜20 ｍＡ
2 リレー

DC4 〜20 ｍＡ × 44 リレー

リレー 接 点 出 力

1A＠24VDC

1A＠30VDC

1A＠30VDC

供給電源

DC24V（ 18 ～30VDC ）0.3A（起動時 3A ）AC90 ～260V
0.25A

AC90 ～260V
0.25A

122W×220H× 80D

160W×260H× 90D

1.6 kg

3.0 kg

寸 法

重 量

送受光器

191W× 201H× 413D

反 射 器

191W× 201H× 237D

送受光器

6 kg

反 射 器

3 kg

取 付

標準 ANSI 150lb 1･1/2 ”

エアパージブロアー

80m 3 /hr

校 正フィル ター

オプション

口径 φ388センサ取付条件

a ＝ 手分析位置より排出口までの距離

a ＝ 1D

正確な測定をするために、センサの取付は下記の条件を出来る限り満たしてください。
1D（直径×1）以上

y ＝ センサ取付位置より上流側直管距離

2D 〜 5Dz ＝ センサ取付位置より手分析位置までの距離

300mm 〜1D

※外部の光がセンサまで届かず、設備停止時、雨が入って来ない位置を選んでください。

センサ

y ＝ 2D〜5D

5D（直径×5）以上

x ＝ 5Dx ＝ 手分析位置より上流側直管距離

z ＝ 300〜1D

手分析位置

FLOW

D（直径）

センサ取付座は振動が発生しないように取付けください。
必要であれば補強板を溶接ください。

レンズのクリーニング
ケースとエアパージ管は容 易に取り外す事が 可能になっており、センサをダクトより取り外す事なくレンズのクリーニングが可能です。

フィルター
エアパージ管ケース

フィルターホルダー
レンズ

1台で排ガスの黒煙検知とばいじん濃度を測定します。
（参照 トレンド ： 実際の検出データ）

燃焼システムの排ガスは、急激な不完全燃焼に陥る事により瞬間的に黒煙が発生しますが、この黒煙をば いじん濃 度 計で 検 出する 事は測定原理上難しく、光透過率で測定する必要があります。
ダイナミックオパシティ方式ダスト
モニター STACK602 型は世界で唯一、ばいじん濃度と光透過率を同時に測定・出力が可能です。

Line of business

粉・粒・液体………レベル制御機器総合メーカー●

回転式レベルスイッチ●

フロースイッチ●

振動式レベルスイッチ●

電極式レベルスイッチ●

振子式レベルスイッチ●

フロート式スイッチ●

音波式レベルスイッチ●

フロート式レベルメータ●

静電容量式レベルスイッチ●

超音波式レベルメータ●

静電容量式近接センサ●

コンベア周辺機器●静電容量式レベルメータ●

ダストモニター

名古屋営業所 〒 464-0075 名古屋市千種区内山 3 丁目 10-17 TEL.052-741-2432 FAX.052-741-1588●

ダイヤフラム式レベルスイッチ●

ジルコニア酸素濃度計

大 阪 営 業 所 〒 530-0056 大 阪 市 北 区 兎 我 野 町 2 番 14 号 TEL.06-6312-2071 FAX.06-6314-0848●

チルトスイッチ●

レーザー式レベルメータ●

リーク式レベルスイッチ●

電波式レベルメータ●

マイクロウェーブ式スイッチ●

液体濃度・濁度計●

サウンジング式レベルメータ●

超音波流量計※ご使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
※予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。

オフィシャルサイト

本社 〒530-0056大阪市北区兎我野町2番14号
T E L . 06-6312-2071・FAX.06-6314-0848
e-mail: infoj@kansai-automation.co.jp
東 京 支 店 〒 105-0013 東 京 都 港 区 浜 松 町 1 丁 目 2 9 - 6 TEL.03-5777-6931 FAX.03-5777-6933

九 州 営 業 所 〒 802-0003 北九州市小倉北区米町 1 丁目 1-21 TEL.093-511-4741 FAX.093-511-4580
代理店