レーザー式レベルメータ

LASER RANG-L
LASER
ANG-L

LASER
LASER RANG-S
ANG-S

非接触タイプでロングスパン、ピンポイント測定
難易度の高い場所や、高所等の危険場所に最適！！

CAT.No.H-140-1311J

ハイパワーのレーザーで30mのロングスパンをピンポイントで高レスポンス測定。

センサクラス2

コントローラLASER RANG-L

LONGRANG TYPE

レーザーレンジ-L
測定範囲 max30mまで測定可能です。

プラント内の設置場所に合わせてセンサ/コントロールユニット一体型、分離型、フランジ固定型、監視カメラ用雲台固定型など、用途に合わせて設計・製作可能。
既設レベル計では困難だった、難易度の高い場所や高所等の危険場所での非接触レベル測定に最適です。

■特 長標準仕様● 最大 30mまで非接触測定が可能です。

式 LASER RANG-L型● 障害物の多い場所等で、ピンポイント測定が可能です。
● 測定箇所が、赤色ドットで目視可能。
● タンク等に、覗き窓もしくは穴があれば、外部から測定可能。
● ユーザニーズにお答えできる豊富なオプションを用意。

測 定 範 囲 0.2〜30m（測定条件による）
外 部 出 力 DC4〜20mA 負荷抵抗 300Ω以下
使 用 温 度 −10 〜 +45 ℃（但し氷結、結露の無い事）
本 体 構 造 IP54 相当
本 体 材 質 フランジ：SUS304
センサ部：SUS304
コントローラ部：アルミ鋳物■用途例● 天井走行クレーンの衝突防止● 清掃工場のゴミ、灰等のレベル測定

レーザ−仕様 クラス 2半導体レーザ−光620 〜 690nm 0.95mWmax● 砕石、粉砕設備でのレベル測定

電 源 電 圧 AC90 〜240V 又は DC24V● 食品、加工品などの非接触測定

消 費 電 流 0.34A（AC100V 時）● 押出機、巻取機等の厚み計測

外形図

211
Φ1201204-6.5Φ孔

構成図

67

センサ部

レーザー本体JIS10K100A

電線孔3-G 3/4 メネジ孔200mm

不測定帯

≒142

45 45

測定条件による276
320

Φ120max29800mm≒320176

コントローラ部計裝電源

1.25sq4c
シールドケーブル

出力信号：4-20mA
許容負荷抵抗300Ω

小型軽量ボディで10mのスパンをタイトに測定、調整不要で即測定。

LASER RANG-S

クラス

2SHORTRANG TYPE

レーザーレンジ-S

10mまでの短距離測定を目的とし、小型・軽量・低価格を追求したレベル計です。
取付サイズは、小口径取付（G2 ネジ込み）が可能。
LASER RANG-Lと同じく、タンク外部からの測定も出来ます。
既設レベル計では困難だった、難易度の高い場所や高所等の危険場所での非接触レベル測定に最適です。

■特 長標準仕様● 最大 10mまで非接触測定が可能です。

型● LASER RANG-L の長所を残し、コンパクト・軽量・低価格。

式 LASER RANG-S

測 定 範 囲 0.2〜10m（測定条件による）● タンク等に、覗き窓もしくは穴があれば、外部からの測定が可能。

外 部 出 力 DC4〜20mA 負荷抵抗 300Ω以下● 出荷時に測定範囲の調整をしますので、据付・配線後は調整

ケ ー ブ ル 5m付不要でご使用いただけます。

使 用 温 度 −10 〜 50℃（但し氷結、結露の無い事）
本 体 構 造 IP43 相当
本 体 材 質 PVC■用途例

レーザ−仕様 クラス 2半導体レーザ−光620 〜 690nm 0.95mWmax● 小型タンク内の有色物表面の距離測定● 天井設置による、開放容器のレベル測定

電 源 電 圧 DC24V ±10%

● 砕石、粉砕設備でのレベル測定

消 費 電 流 150mA● 食品、加工品などの非接触測定

外形図

測定範囲
Φ90200不測定帯
測定範囲

茶色：DC24V(＋)

取付ネジ

G2Max9800

20Φ76PVCケーブル5mabout 82

ケース

レンズ
取付ネジ

レーザ照射受光面

青線：DC24V(ー)／4〜20mA(ー)
白色：4〜20mA(＋)
黒線：未使用＋Aーソフトウェアがバージョンアップ！
これまで不可能だった粉体投入中の測定が可能になりました！

■旧バージョンとの出力比較

旧バージョン

新バージョン

在庫→排出→投入→満量

在庫→排出→投入→満量

ソフトウェアの改良により、これまでの光学式測定方式の弱点を解消しました。

乱反射仕様によりエアパージなどのオプション対応も致します。
投入中の粉じんによる
レー ザー光の乱反射などにより、測定不能となっていました。

テスト機による実証実験も可能ですので、ご検討の際はお気軽に弊社営業窓口までお問い合せ下さい。

オプション機器■仕様

デジタルパネルメータ

電 源 電 圧：AC85〜264V

LV1000- AI /A2

DC12〜24V ±10%（オプション）
消 費 電 力：23VA（オプション DCタイプ 10W）

1141304965025

センサ供給電源：DC24V ±5% MAX150mA

75151114812

負荷抵抗 MAX500Ω警 報 接 点 出 力：AC250V O.3A / DC30V 2A

03 4OutHold

アナログ出力：DC4〜20mA

100

特ENT
ModeRST％

長：21点のリニアライズ機能・
警報接点出力は最大 4点（標準2点）● レ ーザーから放 出したレ ーザー

光 は たと え小 さ な 放 出 量で あってもパワー密度が高く、人体に有害となる場合が有ります。十 分な安全対策を行ってください。

※LASER RANG-L、
LASER RANG-S、を安全にご使用いただく為に、右記注意事項を必ず確認ください。

● レンズ 面 は 絶 対にの ぞ きこまないでください。長時間レーザー光を目視 すると目に 重 大 な 損 傷 を負う可能性があります。

Line of business■可視レーザー光のクラス分類例（400〜700nm）
クラス1

クラス2

クラス3A

光出力6.8μW以下

1mW以下

5mW以下

クラス3B

危険の状態

設計上
本質的に安全低出力レーザ
光学的手段で目の嫌悪反応で保護 ビーム内観察は危険

直接ビーム内観察をすると危険クラスラベル表示

必要注意（Caution）のラベル

危険（Danger）のラベル

0.5W以下粉・粒・液体………レベル制御機器総合メーカー●

回転式レベルスイッチ●

フロースイッチ●

振動式レベルスイッチ●

電極式レベルスイッチ●

振子式レベルスイッチ●

フロート式スイッチ●

音波式レベルスイッチ●

フロート式レベルメータ●

静電容量式レベルスイッチ●

超音波式レベルメータ●

静電容量式近接センサ●

コンベア周辺機器

URL http://www.kansai-automation.co.jp●

静電容量式レベルメータ●

ダストモニター●

ダイヤフラム式レベルスイッチ●

ジルコニア酸素濃度計●

チルトスイッチ●

レーザー式レベルメータ

東 京 支 店 〒105-0013 東京都港区浜松町１丁目29-6 TEL.03-5777-6931 FAX.03-5777-6933
名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市千種区内山3丁目31-27 TEL.052-741-2432 FAX.052-741-1588
九 州 営 業 所 〒802-0001 北九州市小倉北区浅野1丁目2-39 TEL.093-511-4741 FAX.093-511-4580●

リーク式レベルスイッチ●

電波式レベルメータ●

マイクロウェーブ式スイッチ●

液体濃度・濁度計●

サウンジング式レベルメータ●

超音波流量計※ご使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
※予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。

本 社 〒530-0056 大阪市北区兎我野町2番14号
TEL.06-6312-2071・FAX.06-6314-0848
e-mail: infoj@kansai-automation.co.jp

代理店