ぶんせき

2022年 第 8 号（通巻第572号）

令和 4 年 8 月 5 日発行（毎月 1 回 5 日発行）

I SSN 0386‒2178

8
Bunseki 2022

The Japan Society for Analytical Chemistry

2022年3号から電子版に移行しました（団体会員除く）
詳細は 2021 年第 7 号挟み込み頁および
ぶんせきホームページをご確認ください

日本分析化学会

https://www.jsac.jp

最先端科学・分析システム＆ソリューション展

入場無料

9

7

WED

9

9

約300社・団体 が 出展！
更に、「新技術説明会」
はFRI

200セッション以上！

幕張メッセ国際展示場 10：00〜17：00

目

玉

企

画

JASISスクエア

JASIS トピックスセミナー
幕張メッセ国際会議場
コンベンションホール 会場A・B

10：30〜16：30

幕張メッセ国際展示場内 ５ホール 奥

JASISが提供する5つのトピックス
カーボンニュートラル
環境

ライフサイエンス

教育
DX①JASIS2022 我が社『イチ推し』
フラッシュプレゼンテーション

事前申込制②LabDX デモ展示エリア
2022

7

WED

期 間 中 、い つ で も 、ど こ か ら で も 、

ア ク セ ス 可 能 な バ ー チ ャル 展 示 会！

6

3

2023

15

WED

登録は
コチラから

60本!!

セミナー動画約

メンバー登録（無料）
で全てご覧いただけます主催

一般社団法人日本分析機器工業会、一般社団法人日本科学機器協会

後援

経済産業省、文部科学省、環境省、公益社団法人日本分析化学会 他（予定）※開催にあたっては、関係公共機関、各会場との密接な連携を取り、新型コロナウイルス感染防止策を講じて、来場者・出展社・展示会運営関係者すべての皆様の健康・安全を確保してまいります。

まずはコチラからWEB

事前入場登録JASIS 2022検索

出 展のご案 内
小間番号 : 4B-504
Web Expo 新技術説明会場
では水に関する基礎知識セミ
ナーをご覧いただけます！
タイトル : 水の超入門セミナー〜水の種類と基礎知識〜
参加方法 : 入場登録制・無料

視聴はこちらから

A1

A8

A2

Powering New Perspectives

A3

A4

究極の FTIR＋次世代ラマンが生み出す
分光分析の新境地
異物の定性分析に効果的な FTIR とラマン分光光度計の複合分析が、低価格でコンパクトになりました。赤外・ラマン測
定ともに前処理は不要で、試料を動かさずに簡単な操作で測定手法の切換えが可能です。

リサーチグレードでありながら、
ダウンサイジングを追求

ラマン測定を、手の中に。

FT/IR-4X は、小型の筐体でありながら堅牢性を誇り、性能、機能、拡張性

PR-1s/PR-1w は、手のひらに収まる超小型ラマン分光光度計です。測定はリサーチグレードクラスであり、高分解、高 S/N、高感度検出器、測定

波数拡張、マルチチャンネル顕微鏡、ラピッドスキャンに対応しています。
試料室は大型装置と変わらない幅 200 mm あり、サードパーティー製を含む大型付属品も使用できます。

Fourier Transform Infrared Spectrometer
フーリエ変換赤外分光光度計2022

9/7（水）▶9（金）幕張メッセ国際展示場 4〜6 ホール

波数範囲とレーザー出力の異なる２つのモデルをラインアップしています。測定対象の自由度が高く、専用試料室やバイアルホルダーも用意しており、シンプルで手軽なラマン測定を実現します。

Palmtop Raman Spectrometer
パームトップラマン分光光度計

日本分光グループブース
東５ホール

5B ｰ 406・501・601

日本分光グループは JASIS2022 に出展いたします。最新の分析機器、ソリューションを一同に展示出品。ご来場をお待ちしております。
新技術説明会
9 月 7 日（水）10:30〜11:00
12:30〜13:00

9 月 8 日（木）A5 会場【分光光度計】基礎とノウハウを伝授 〜装置を理解して確かな測定を〜

A2 会場【LC & LC/MS】参考書では教えてくれない基礎講座 〜ベースラインドリフト発生時の対処法〜

10:15〜10:45

A2 会場【LC & LC/MS】転ばぬ先の杖 ! 誰でもできるシステムバリデーションとセルフメンテナンス 〜サービスエンジニアを呼ぶ前に〜

12:00〜12:30

A1 会場【FTIR・ラマン】今日から使える分析ノウハウ 〜顕微分析の測定・解析テクニックを一挙公開 ! 〜

11:15〜11:45
9 月 9 日（金）12:45〜13:15

A3 会場【分光光度計】基礎とノウハウを伝授 〜装置を理解して確かな測定を〜

A3 会場【FTIR・ラマン】今日から使える分析ノウハウ 〜正しい結果を導く測定・解析のテクニック〜

日本分光の最新情報はこちらから日本分光HP

https://www.jasco.co.jp
A5

IQ MILL-2070
MILL 2070
MILL-

✓

✓

3
3

✓
8
*

7064786✓
300 mLIQ MILL-2070✓

ポリスチレン
rpm

50

sec
sec

60

10

600

1

10

,

500 mg2000 rpm x 60 sec x 1

3000

1

20

1 sec
10 sec

25 ºC

0 ºC

-196 ºC

400 µm200 µm200 µm1

2
270
50/60 HzAC 100/120 V

350

300 mm200/240 V

400 VA

12 kg

25 ºC

ご導入検討時にテスト粉砕を承ります。お気軽にお問い合わせください。

www.frontier-lab.com/jp info@frontier-lab.com

A6

ESIイオン源一体型
マイクロチップ・キャピラリ電気泳動装置

ZipChipTM

お使いのMSが高速分析装置になります！
ZipChip プラットフォームは、キャピラリ電気泳動（CE）とエTM

レクトロスプレーイオン化（ESI）を一つのマイクロ流体チップに統合し質量分析計にスプレーするシステムです。

広範囲の生体試料の調整、分離、イオン化を迅速に行い試料を質量分析計へ直接導入可能です。

CE/ESIチップはユニット内にクリップで装着するだけです。

分析時間は通常３分程度で完了し、ほとんどのLCよりも短時間でより良い分離品質を得ることができます。

シンプルなワークフローと複数のキットオプションにより、多数のバイオセラピー、メタボローム、およびプロテオミクスのアプリケーションをサポートします。

ZipChip の特徴
TM●迅速な分析時間（ほとんどの分析時間は２〜３分）●高感度・高安定のナノレベルスプレー●少ない試料消費（ピコグラム〜ナノグラム）●オンラインの脱塩により、サンプル調整が最小限

アプリ別に便利な分析キットが用意されています。
●ペプチド用●インタクトタンパク質用●ネイティブタンパク質用●代謝物（アミノ酸）用●オリゴ核酸用

下記メーカーの質量分析計でご使用いただけます。
●ThermoFisher Scientiﬁc社●Bruker社●SCIEX社（対応モデル名・型式につきましては別途ご照会ください。
）

輸入総販売元

http://www.stjapan.co.jp

東京本社／〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-14-10
TEL: 03-3666-2561 FAX: 03-3666-2658

大阪支店／〒573-0094 大阪府枚方市南中振1-16-27
TEL: 072-835-1881 FAX: 072-835-1880

A7

ぶんせき 1 月号 掲載会社 索引【ア行】

新コスモス電機㈱
㈱ ィジ ル ー
ネジメン  A12A18㈱日立ハイテク
A8
ッシ ルジャパン㈱ A13㈱アメナテック A5
A9

西進商事㈱
カレンダー裏ィー ー ー㈱
A4

フロンティア・ラボ㈱
A9カル㈱ A15㈱エス・ティ・ジャパン
㈱エス・ティ・ジャパン
表紙
A74㈱ゼネラルサイエンスコーポレーショ
ー㈱ A17㈱
【カ行】
A1

【ヤ行】

ン
A3【ナ行】

安井器械㈱
㈱ A4
A2

ル（一社）化学情報協会
【カ行】
A2
㈱

ステック
【サ行】
A8

日本

【ナ行】
学㈱
A18

日本分光㈱
 A1
日本分光㈱
A5

ジーエルサイエンス㈱
【サ行】
表紙 3

【ハ行】

㈱島津製作所
ジーエルサイエンス㈱
表紙
A16
2

ビー・エー・エス㈱
パーク・システ・ジャパン㈱ A11
A14A㈱日立ハイテク 表紙

2 22  表紙㈱島津製作所 表紙
【
学機

行】

製品紹介ガイド A1 ～ 11

フロンティア・ラボ㈱ A6

行】

製作㈱ A12【

製品紹介ガイド
A6 ～
7㈱ク
A3

【
イルス

行】

ーンゼネラル㈱ A18

A5A9消防法の危険物
第 4 類の判定に・・・！
タグ密閉式自動引火点試験器

atg-8wfc/ atg-8afc/ atg-8lfc● 準拠規格 : JIS K 2265-1● 測定範囲 : 8wfc 室温 〜 95 ℃

8afc 5 〜 75 ℃
8lfc - 20 〜 95 ℃（別売の冷却液循環装置が必要です。）● ガス配管不要の電気点火コイルによる試験も可能

クリーブランド開放式自動引火点試験器

aco-8/ aco-8e● 準拠規格 : JIS K 2265-4● 測定範囲 : 80 〜 400 ℃● 引火源：aco-8

ガス試験炎

aco-8e 電気点火コイル● 消火補助シャッタ標準装備

迅速平衡密閉式自動引火点試験器

asc-8c/h●準拠規格：JIS K 2265-2●測定範囲：8c -30 〜 135 ˚C ( 使用環境によります。）
8h 室温 〜 300 ˚C●手動タイプのセタフラッシュ 30000-3 もあります。
（30000-3 は英国スタンホープセタ社製）

9 月 7 日（水）〜 9 日（金）に幕張メッセで開催されます
JASIS 2022 に出展いたします。

皆様のご来場をお待ちしております。
https://www.jasis.jp/

ブース番号：5A-701

30000-3（手動）

デモのご要望はこちらまで

電話でのお問い合わせは

03-3620-1711（営業時間平日 9:00〜17:30）

メールでのお問い合わせはtanaka@tanaka-sci.com● 製品の外観及び仕様は、予告無く変更することがあります、
予めご了承ください。

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 7- 10 - 3
A12

TE L： 03 - 3620 - 1711

FAX： 0 3 - 3 6 2 0 - 1 7 1 3

UR L： www. t a na ka - s ci .com

最大2経路のサンプルガスの導入と3つの検出器を同時搭載可能

MULTIDETEK3

プロセスガスクロマトグラフ
MultiDetek 3 は、様々なアプリケーションに柔軟に対応する高い柔軟性とシンプルなタッチ操作、微量水分および不純物を同時に分析するオンラインガスクロマトグラフです。
■最大3つの検出器（PED、TCD、FID）を搭載可能■最大 2経路のサンプルガス導入と同時分析が可能■15.6インチのフルカラータッチスクリーンUIで操作が簡単■専用ソフトウェアによる高度なデータ管理■微量水分（静電容量式、水晶発振式）および酸素分析用（ジルコニア式、電気化学式）のオンラインセンサーを内蔵可能

アプリケーション
半導体ガス／産業ガス／環境測定試験／食品検査／炭化水素測定

ミッシェルジャパン株式会社

本社 東京都武蔵野市中町1-19-18 武蔵野センタービル 〒180-0006
TEL.0422-50-2600 FAX.0422-52-1700 WEB. www.michell-japan.co.jp

www.LDETEK.jp

詳細はこちらまで！

Mail. info@michell-japan.co.jp

A13

SDUNV\VWHPVFRPMSI[Ⴓፚጁaፚጁ

%
7(/)$;
(0$,/SVM#SDUNV\VWHPVFRP
A14

mini／ソリューション
【展示コーナー】に出展いたします！

ムロマックミニカラムの使用例（公開論文・文献より）
１. 環境分野：海水、雨水など環境試料の分析用途
２. 鉱業分野：岩石、鉱物、石英などの組成分析
３. 農業分野：植物などの分析
４. 生化学分野：タンパク質、生体などの精製研究
５. 原子力分野：高レベル廃棄物の処理法研究（詳細はお問い合わせください）

ムロマック® ミニカラム

ムロマック® ミニカラムスタンド

ムロマック ミニカラムはカラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成型されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。小さなカラムながら濾槽が効率良く試料中の物質を吸着できるように設計されており、リークやテー
リングの少ない精度の高いクロマトグラフィーが可能です。

カラムSまたはM用のスタンドは、直径15〜16.5mm、長さ100〜165mmの試験管を20本立てることができます。カラムL用スタンドのトレイには100mLのビーカー又は三角フラスコを10個並べることができます。

S

M

L

種類

内径(mm)

長さ(mm)

容量(mL)

S

5.0〜5.550

1.0

液溜槽容量(mL)
8.0

種類

横(cm)

縦(cm)

高さ(cm)

立数M

6.5〜8.5

5.8

2.5

10.0

S・M共用

26.5

7.0

20.5

20本

L

10.0〜11.0

118

10.0

5.0※1

L用

36.5

14.5

22.5

10本

※1.連結キャップを使って50ml注射器を接続すると便利です。

ムロマック® ガラスカラム
ムロマック ガラスカラムはガラス製で耐薬品性に優れ、鮮明にイオン交換反応を可視化します。イオン交換樹脂の初期検討後、樹脂量を多くして使用することでより正確なデータを取ることが可能です。枝管付きタイブはムロ
マック分液ロートを使用することで液枯れしません。また、ライフ試験など
樹脂層高を上げて試験を行う場合は細長カラムを使用することで正確なデータを取得できます。

S

M

ムロマック® 分液ロート
ロング【各ガラスカラム対応】

S

M

ムロマック 分液ロートはガラス製で耐薬品性に優れ、ムロマッ
ク ガラスカラム(S・M・ロン
グ各種)に互換性のあるすり合わ
せ規格を有しています。

種類

横(cm)

縦(cm)

S

8

28

容量(mL)
30.0

種類

M

8.5

32.5

100.0

S

500

ロング

5

43

40.0

M

1000

容量(mL)

お問合せ先

室町ケミカル株式会社

https://www.muro-chem.co.jp

03-3525-4792 【大阪】 06-6393-0007 【本社】 0944-41-2131【東京】TEL.

TEL.

TEL.

A15

A16

進化し続ける東ソーの GPC…
高速GPC装置

高い安定性
高い再現性
高速立ち上げ
高速・高分離・省溶媒
高速GPC装置 GPC HLC-8420GPC EcoSEC Elite業部 ☎（03）5427-5180 〒105-8623 東 京 都 港 区 芝 3 - 8 - 2
東 京 本 社営
大 阪 支 店 バイオサイエンスG ☎（06）6209-1948 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4 - 4 - 9
名古 屋 支 店 バイオサイエンスG ☎（052）211-5730 〒460-0008 名 古 屋 市 中 区 栄 1 - 2 - 7☎（092）781-0481 〒810-0001 福 岡 市 中 央 区 天 神 1 - 1 3 - 2
福 岡 支 店☎（022）266-2341 〒980-0014 仙 台 市 青 葉 区 本 町 1 - 1 1 - 1
仙 台 支 店☎（0467）76-5384 〒252-1123 神奈川県綾瀬市早川2743-1
カスタマーサポートセンター
バイオサイエンス事業部ホームページ http://www.separations.asia.tosohbioscience.com/
M2207GD.A

高速イオンクロマトグラフ

IC-8100●臭素酸を含む水道水質基準項目の一斉分析
Cl

-

NO 3

-

SO4

2-

-

F

NO 2

-

ClO 3

BrO 3

-

-

上段：電気伝導度検出
下段：ポストカラム反応‒
吸光光度検出（268 nm）

高速多検体
0

2.5

5

7.5

高感度

10 min高機能
拡張性

試料：臭素酸1μg/Lを添加した水道水業部 ☎（03）5427-5180 〒105-8623 東 京 都 港 区 芝 3 - 8 - 2
東 京 本 社営
大 阪 支 店 バイオサイエンスG ☎（06）6209-1948 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4 - 4 - 9
名古 屋 支 店 バイオサイエンスG ☎（052）211-5730 〒460-0008 名 古 屋 市 中 区 栄 1 - 2 - 7☎（092）781-0481 〒810-0001 福 岡 市 中 央 区 天 神 1 - 1 3 - 2
福 岡 支 店☎（022）266-2341 〒980-0014 仙 台 市 青 葉 区 本 町 1 - 1 1 - 1
仙 台 支 店☎（0467）76-5384 〒252-1123 神奈川県綾瀬市早川2743-1
カスタマーサポートセンター
バイオサイエンス事業部ホームページ http://www.separations.asia.tosohbioscience.com/
M2207GD.A

A17

日本精密科学のプランジャーポンプ
高品質・高精度・高耐圧

NS pumpseriesJASIS2022では各種プランジャーポンプ
充実のラインナップを出展いたします。
ぜひ弊社ブースにお立ち寄りください。

日本精密科学株式会社
https://www.nihon-exa-sci.com

JASIS2022に出展いたします

ケモメトリックスソフトウェア

PLS_Toolbox (MATLAB Add-In)
データの検量(Calibration)、バリデーション、モデルの作成(Model)と結果の解釈用グラフィック(Plot)インターフェース、
未知データの予測(Prediction)ツールです。MatLab、Excel、
GRAMS、ASCII XY他のデータファイルからデータをインポートし、データセットのオブジェクトを組み立てます。

●データの探索とパターン認識●判別分析 ●線形および非線形の回帰分析●自己モデリング曲線分解、純粋変数法●データセットの編集と視覚化ツール●プリプロセス●クロスバリデーション●欠損データのサポート●変数選択●実験計画法日本分析化学会第71年会
会期：
2022年9月14日（水）～9月16日（金）会場：
岡山大学津島キャンパス

製作会社：Eigenvector Research Inc.

株式会社ディジタルデータマネジメント〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-11- 8 紅萌ビル
TEL.03-5641-1771 FAX.03-5641-1772
E-mail:tech@ddmcorp.com URL:http://www.ddmcorp.com

A18

https://confit.atlas.jp/guide/event/jsac71nenkai/top

解
解

説
説

河川マイクロプラスチック調査ガイドラインの要点と課題
プラスチックごみ（プラごみ）による海洋汚染は，国際社会で対処すべき喫緊の課題となっている．海洋プラごみは陸域から河川を通じた海洋流出が主要なルートと考えられている．環境省は 2021 年 6 月に河川マイクロプラスチック（MP）調査ガイドラインを発出した．本稿では，ガイドラインにおける目合い 0.3 mm のプランクトンネットによる採取方法，試料前処理方法，FT-IR 法によるプラスチック同定方法における要点を説明す
ると共に，ガイドライン改訂やより微小な MP やナノプラスチック調査に向けた課題を取りあげる．

二瓶 泰雄，田中 周平，鈴木

1 ガイドライン発出の背景
海洋プラスチックごみ問題は国内外で大きな注目を集めている．海洋に流出したプラスチックごみは，生態系

剛，冨野 正弘，高橋 和輝

必要であり，河川水中の MP の存在状況の把握が不可欠である．そこで，河川 MP の調査手法を確立するため，令和元年度から同 2 年度の 2 か年をかけて河川
MP 調査ガイドライン1）を策定することとなった．

を含めた海洋環境の悪化や海岸機能の低下，景観への悪策定にあたっては，すでに先行して多く実施されてい影響，船舶航行の障害，漁業や観光への影響等，様々なる海域での MP 調査2）との整合性，調査結果の比較が極問題を引き起こしている．海洋プラスチックごみの削減

力可能となるよう配慮し，両者の特徴を踏まえて調査手に向けて，2019 年 6 月に開催された G20 大阪サミッ法の検討を行った．具体的には，海域では船舶によるえトでは，2050 年までに海洋プラスチックごみによる追い航を前提としていること（および水深による制約を考

加的な汚染をゼロにまで削減することを目指すという慮する必要がないこと）から大型のネットを用いるが，「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が日本の提案に河川では人力でネットを保持すること，非常に浅い箇所

より共有されている．また，2022 年 2 月から 3 月にかでの調査もあることから入手性も考慮し，ネットの目合けて第 5 回国連環境総会再開セッション（UNEA5.2）

い（目開き）を海域と同等の 0.3 mm としたが，口径はが開催され，海洋を含む環境におけるプラスチック汚染が地球規模の喫緊の課題であることや，プラスチックの
ライフサイクル全体を踏まえた対策を講じる必要がある

海域と異なり 30 cm のものを選定した．また，河川水
きょうざつ

中では浮遊夾 雑物濃度や MP 濃度が海域より高いと想定されることから，ろ水量を 10m3 程度と海域より少なとの認識が共有され，国際約束の作成に向けて 2022 年

くすることで，ネットの目詰まりをできるだけ回避するの後半に政府間交渉委員会を開始し，2024 年末までのとともに有意な調査結果が得られるよう配慮した．

作業完了を野心を持って目指すことが決定された．

河川 MP 調査ガイドラインは，全国の自治体，地方

このように海洋プラスチックごみへの国際的な取り組

環境研究所等での活用を前提として作成したが，今後のみが進められようとしている中，5 mm 未満の微細なプ運用実績や科学的知見の集積等により，必要に応じて見ラスチック片であるマイクロプラスチック（MP）につ直し，幅広く活用いただけるものとしていきたい．ガイ

いては，海洋生物の誤食や MP に吸着した化学物質がドラインの使用に際しては，トラベルブランクや操作ブ

食物連鎖に取り込まれることによる，生態系への影響がランクを実施してコンタミネーションの有無を確認する懸念されており，生物影響の調査・研究とともに海域でと共に，市販のプラスチック粒子等を使用して添加回収の実態調査，存在状況シミュレーションが進められてき試験を行い，測定値の精度を管理することが推奨された．

る．

一方で，海域中の MP の主要発生源と考えられる河

本稿では，ガイドラインにおける目合い 0.3 mm のプ

川水中のプラスチックごみ，MP の存在状況については，

ランクトンネットによる採取方法，試料前処理方法，

調査手法自体が整理・確立されていなかった．

フーリエ変換赤外分光光度計（FT-IR）法によるプラス

海域中の MP 削減のためには，発生源対策の検討がIntroduction of Japanese Ministry of the Environment Guidelines for
Survey of Microplastics in Rivers.
ぶんせき 2022 8

チック同定方法における要点を説明すると共に，ガイドライン改訂やより微小な MP やナノプラスチック調査に向けた課題を取りあげる．

275

2 ガイドラインにおける試料採取方法の要点
2･1 概要本章では，1 mm 以上 5 mm 未満の河川 MP 採取方法の要点を整理する．河川水中から MP の採取に当たり，海洋と同様に，プランクトン採取用と同種のネットを用いる．このネットを河川水中に一定時間設置して通水（ネット内に河川水を通過）させる．この時のネットに採取された MP の数や質量を，通水量（ろ水量）で除すことで，河川水 1 m3 当たりの MP の数密度（単位：個/m3）と質量濃度（単位：mg/m3）を算出する．通水方法としては，自然通水と強制通水が挙げられるが，ここでは自然通水を前提として要点を整理する．

図 1 ネット開口部に固定されたろ水計（金属製フレーム使用）
写真は，環境省の許可を得て，河川マイクロプラスチック調査
ガイドラインから転載した．

2･2 採取に用いる機材
用いる機材は，①プランクトンネット，②ろ水計，③
浮き，④その他（ロープ等）である．プラスチック片の混入（コンタミネーション）を排除するために，採取時に用いる機材には，プラスチックを極力使用しないようにする．
①のネットとしては，市販されている口径 30 cm の短円錐型ネットであり，ネット末端にはゴムや金属製の底管（コッドエンド）が付いている．ネットの目合いは0.3 mm 程度が一般的である．そのため，MP の短径が0.3 mm よりも小さいものはネットをすり抜ける可能性が高く，長径 1 mm 未満の MP を捕捉できていない可能性がある．このため，本ガイドラインでは，MP の対
象サイズを長径 1 mm 以上とし，1 mm 未満の MP は参考値となっている．ナイロン製ネットを使用する場合は

図2

河川内（a）と橋上（b）からのプランクトンネットの設
置状況
写真は，環境省の許可を得て，河川マイクロプラスチック調査
ガイドラインから転載した．

微細 MP によるコンタミネーションが発生する可能性を否定できないが，ガイドラインの対象サイズを考慮す
ると測定値に影響を与える可能性は低いと考えられる．

スが必要である．

②のろ水計は，ネット開口部に取り付け，プロペラの③の浮きは，開口部と反対側のネット底管（コッドエ

回転数によりろ水量を求めるための積算流量計である．

ンド）に取り付け，ネットが下流側に流されて均等に広流況に応じて，プロペラの大きさが異なる低流速用（適がるようにする（図 2）．また，浮きを付けることで，用 範 囲：0.02～1.00 m/s） と 高 流 速 用（ 同：0.10～

ネットをほぼ水平に保つ役割も期待できる．なお，ネッ7.90 m/s）を使い分ける必要がある．低流速用はプロペ

ト全体をピンと伸ばし，かつ，ろ水計のプロペラにも接ラが大きく，より小さな流速でも計測可能であり，平常

触しないようにするために，ネットをステンレス製の外時河川の観測に向いている．一方，出水時に用いる高流

枠・内枠に取り付ける方法もある．④のロープは，橋上

速用はプロペラが小さいため，出水時の大量に流れてく

からのネットを設置する際に用いるものである．ネット

る草やごみに絡みにくい特徴も有する．ろ水計をネット

は橋欄干等と擦れる可能性が高いので，プラスチック製

開口部に取り付けるには，紐で引っ張って固定する方法

以外の綿素材のロープを用いる必要がある．

や，金属製フレーム等で固定する方法（図 1）がある．
固定に際しては，ろ水計の中心軸が流れと平行（ネット

2･3 採取位置の選定

開口部と垂直）な向きを維持する必要があること，か採取位置としては，河川横断面内における河川の流心

つ，プロペラがネットに接触しないように注意する必要（最も流れの速い場所）の水表面付近を選定する．特に，がある．なお，ろ水計は使用期間が長くなると，低流速

川幅が広い横断面では，3 地点（流心，右岸側，左岸側

時にプロペラの回転速度が低下し，計測可能な最低流速等）を設定することが望ましい．また，水表面付近の採が 2 cm/s よりも大きくなるため，定期的なメンテナン

取を行う際には，ネット開口部の上側が水面直下に沈む276

ぶんせき 2022 8

3 ガイドラインにおける試料前処理法の要点
3･1 概要本章では，採取試料から夾雑物を取り除くとともに，
プラスチックと思われる粒子（プラスチック候補粒子）の分取を効率化するための試料前処理方法の要点を整理する．ガイドラインでは，試料前処理方法として，ろ過
図3

採取用ネットを入れた布製袋（a）とネットから保存容器への試料の移し替えの様子（b）
写真は，環境省の許可を得て，河川マイクロプラスチック調査
ガイドラインから転載した．

に加えて，酸化処理や比重分離を組み合わせて実施す
る．酸化処理は植物片等の有機物が多い場合に，比重分
離は試料中に土粒子等の無機物が多い場合に，それぞれ有効である．

3･2 ネットによるろ過程度にネットを全没させて設置する．採取では，河川内

目開き 0.1 mm のネットを使用して採取した試料から（a））と橋上から行う場合に立ち入って行う場合（図 2

固形物を分離する（図 4）．はじめに，ネットをガラス（b））が挙げられるが，作業の安全性や採取地点の（図 2

容器 A にかぶせ，試料保存容器内の試料を静かに流し

自由度を考慮すると橋上の採取が望ましい．なお，MPて，ネットでろ過する．ネットは，中央部を窪ませてワ3）は断面内における横断・鉛直方向に変化しており ，適切かつ効率的な MP 採取地点の選定は今後の課題であイヤー等で固定すると扱いやすくなる．5 mm 以上の夾雑物がある場合は，夾雑物に付着している物をネット上る．また，採取のタイミングにより，MP 濃度は大きくに精製水で洗い流しながら除去する．次に，ガラス容器

変化し，出水時には MP 濃度が大きく増加することが4）

A のネットをガラス容器 B に乗せ，ガラス容器 A 内の知られている ．そのため，採取時の流況や先行晴天日

ろ液を，ネットの上から静かに流して再度ろ過する．

数等を明記する必要がある．

ネットの試料が乗っている面を下にして，ガラス容器 Aの口を覆うように被せて，少量の精製水をピペット等で2･4 採取手順

注ぎ，ネットに付着した試料をガラス容器 A 内に回収

上記の機材を用い，現地での採取手順は以下のとおり

する．

である．①コンタミ防止のため，作業場所に布製シートを敷き，その上に機材を置く．②所定のろ水量（10 m3以上）を満足するためのネット設置時間の目安を得るために，ネットから外したろ水計を用いて流速を測定す
る．③採取用ネットを河川に設置し，所定のろ水量（10m3 以上）を満たすまで継続する．ネットを引き上げた
後に，ろ水計の回転数を記録する．風等によりろ水計のプロペラが回転しないよう注意する．④採取用ネットを試験室に持ち帰るため，布製のカバーを採取用ネットの開口部に取り付け，布製の袋に入れて試験室まで運搬す
る．⑤実験室等で，持ち帰った採取用ネットを，水道水を用いて洗って試料をコッドエンドに集め，ガラス容器に移し替える．ネットが乾燥しても水をかけるので問題は生じない．試料を含むガラス容器は試料前処理作業まで冷暗所にて保管する（図 3）．

図 4 ネットによるろ過
写真は，環境省の許可を得て，河川マイクロプラスチック調査
ガイドラインから転載した．

なお，河川では浮遊物が多いため，ネットの目詰まりが速やかに始まり，ネット内への通水流量はネット設置

3･3 酸化処理

時間と共に減少し，長時間設置するとネット内への通水

酸化剤として 30 ％ 過酸化水素溶液を使用して，MPが無くなる．そのため，ネットが完全に目詰まりする前の表面付着物や有機物を除去する．これにより，プラスにネットを交換し，所定のろ水量を確保する必要があ

チック候補粒子が視認しやすくなり，その分取の作業効る．また，⑤の作業は現地でも可能であるが，コンタミ

率が上がる（図 5）．はじめに，試料が入ったガラス容防止のため，作業環境が制御しやすい実験室で行うこと

器に時計皿をかぶせて，乾燥機で 60 ℃ に加温し，容器が望ましい．

底に残った試料がさらさら動かない程度まで，乾固しな

ぶんせき 2022 8

277

図 5 ウォーターバスを用いた酸化処理
写真は，環境省の許可を得て，河川マイクロプラスチック調査
ガイドラインから転載した．

図 6 比重分離
写真は，環境省の許可を得て，河川マイクロプラスチック調査
ガイドラインから転載した．

い程度に水分を除去する．水分が多いと，酸化剤の濃度りを防止できる．試料を含むガラス容器に，5.3 M ヨウ低下により，有機物分解の効果が低減することに留意す

化ナトリウム水溶液を加え，試料とよく懸濁して，洗いる．乾燥後のガラス容器に 30 ％ 過酸化水素溶液 100

こみながら漏斗に移す．漏斗の上部を時計皿等で覆い，

mL を，10～30 mL ずつ様子をみながら加える．壁面

3 時間程度静置する．試料の分離状況を確認した後，シに試料が付着している際は，試料を洗い流すように加え

リコンチューブの下にガラス容器を置き，液面の撹拌がる．30 ％ 過酸化水素溶液を加えた後，試料中の有機物

起きないようにピンチコックをゆっくりと外して，下層から発泡がみられるときは，1 時間程度室温で静置して部分を流す．上層部分を別のガラス容器に流し，漏斗の様子をみる．有機物が多い試料では，激しく反応して，壁面に付着した粒子を精製水で洗い流す．漏斗とシリコ

試料と 30 ％ 過酸化水素溶液があふれることがあるのでンチューブの接続部に粒子が残りやすいのでよく確認す注意する．発泡の様子が落ち着いていることを確認出来

る．回収した試料は，上層部分と下層部分共に，目開きたら，時計皿をかぶせて，ウォーターバスでの加温を開0.1 mm のネットをガラス容器にかぶせてろ過し，精製

かくはん始する．反応の様子をみながら，5～10 ℃ ずつ 55 ℃

水で洗浄する．ネット上の試料を少量の精製水で洗い，までゆっくりと加温し，3 日間静置する．

ガラスシャーレ等のガラス容器に移す．プラスチック

反応液中の白色ゲル状懸濁物がなくならない場合は，30 ％ 過酸化水素溶液 100 mL を追加し，1 日間加温・静置する．懸濁物がなくならないようであれば，30 ％過酸化水素溶液の添加と加温・静置を繰り返す．有機物がなくなると，さらっとした泡になる．目開き 0.1 mm

は，5.3 M ヨウ化ナトリウム水溶液より比重が小さいものが多い．そのため，上層部分で回収された試料に MPが多く検出される．一方で，アルキド樹脂等の一部のプ
ラスチックや添加剤含有プラスチックで，5.3 M ヨウ化ナトリウム水溶液より比重が大きくなる場合があると考のネットをガラス容器にかぶせ，酸化処理後の溶液を静えられ，下層部分で回収された試料に MP が検出されかに流す．試料が入っていたガラス容器を少量の精製水ることもある．

で洗い，ネットに静かに流す．ネット上の試料を少量の精製水で洗い，ガラスシャーレ等のガラス容器に移す．

なお，試料前処理操作は，測定データの品質を保証／
管理する上で重要な工程である．ガイドラインでは，「室内におけるコンタミネーションの確認」や市販プラ

3･4 比重分離

スチック球状粒子を用いた「添加回収試験」を通じて，比重分離は，使用する溶液よりも比重が大きい粒子をデータの品質保証・管理に係る取り組みを推奨してい沈降させ，比重が小さい粒子を浮かせ，比重の違いを利用して分画するものである．採取した試料に土壌粒子等の無機物が多く混在することがある．比重の違いを利用して，無機物からプラスチックを分離する（図 6）．漏る．

4 ガイドラインにおける FT-IR 法によるプラスチック同定方法の要点

斗にシリコンチューブをつなぎ，その先端を折り曲げピ

4･1 概要ンチコック等で留める．5.3 M ヨウ化ナトリウム水溶液

本章では，プラスチック候補粒子の分取，ガイドライ

3（比重：1.5 g/cm ）を，漏斗とシリコンチューブの接続ンにおける FT-IR 法によるプラスチック同定方法等の部分の上まで入れておくと，接続部への粒子の引っ掛か

要点を整理する．

278

ぶんせき 2022 8

4･2 プラスチック候補粒子の分取と計測
前処理後の試料が入ったシャーレ等に 10 mL 程度の水分を含んでいると分取操作が容易である．水分量が多い場合は，60 ℃ 以下で適当な水分量になるまで乾燥機で乾燥する．ただし，試料が完全に乾固してしまうとプざん さラスチック候補粒子が夾雑物の残渣等に付着し，分取が粒径の細かいプラスチックの同定には，顕微 FT-IR やラマン分光器，熱分解ガスクロマトグラフ質量分析計（GC-MS），レーザー直接 IR（LDIR）等が使われる．
乾いたプラスチック片を扱うときは静電気除去装置（イオナイザー）を用いることで帯電による飛び跳ねがなくなり操作性が向上する．

困難になるため注意する必要がある．
長径，短径等の計測を目視で行う場合と画像処理に前処理後の試料からのマイクロプラスチックの同定について，具体的な方法を表 2 に整理する．

よって計測する場合に分けて，具体的な方法を表 1 に整理する．なお，ピンセットで触れた際に崩壊しやすい粒子もあることから取扱いに注意する．プラスチック片の形状によっては長径，短径から面積を求めると誤差が大きい場合があるため，面積を正確に評価する場合は画

表 2 前処理後の試料からのマイクロプラスチックの同定の手順

像処理ソフトが必要になる．

操作手順

プラスチック候補粒子の形状は，①破片（フラグメント），②膜・シート状（フィルム），③ビーズ，④発泡（発泡プラスチック），⑤円柱・球（ペレット），⑥繊維状，⑦その他に分類し，プラスチック候補粒子の色は，①透明，②白，③赤，④橙（オレンジ），⑤黄，⑥緑，⑦青，⑧紫，⑨黒，⑩複合（混合色），⑪その他に分類することが多い．

1 キムワイプで，FT-IR のセンサー部を拭く．
2 測定条件を設定．サンプルスキャン回数 5 回以上，保存波領域 4000～400 cm－1 程度の設定で実施されていることが多い．

3 バックグラウンド測定
4 プラスチック候補粒子を精密ピンセットにより 1 粒子ず
つセンサー部に圧着

5 測定．プラスチック候補粒子は測定前後で紛失しやすく，定法（ATR 法）によるプラスチックの同定法について

測定後に粒子が粉砕することもある．紛失や粉砕した場
合は備考に記載．粉砕が起きた場合，FT-IR センサー部に粒子の破片が付着することが多い．その場合はエタノー
ルをしみ込ませたキムワイプでセンサー部を拭く．その後，バックグラウンド測定を実施し，測定を再開．

記載されている．微細な繊維等，プラスチック候補粒子

6 表示された赤外スペクトルについて，ライブラリのスペの形状，大きさによっては，FT-IR によるプラスチックの同定ができないものがあるため，その場合，FT-IR

クトル検索によりプラスチック種別を同定．得られたス
ペクトルのデータ（csv，画像）を保存

による測定は行わなかったことを記録する．なお，より7 ヒットクオリティ＊1 が低く，スペクトル検索によるプラ

4･3 FT-IR を用いたプラスチックの同定

ガイドラインでは，使用例が多い FT-IR の全反射測表1

スチック種別の同定ができない場合は，赤外スペクトルの特徴的なピーク等によりプラスチック種別を目視で判定．ヒットクオリティを記録後，スペクトルのデータを保存．目視による判定が困難な場合は同定を行わない（プラスチックとしてカウントしない）．

長径，短径等の計測手順

目視で行う場合

1 シャーレ上の試料を実体顕微鏡で観察し，精密ピンセッ
トによりプラスチック候補粒子を分取する識別番号等を付番し，ミクロメーターで長径を計測．

2 分取したプラスチック候補粒子を別に用意したシャーレに移動．

3 移動したプラスチック候補粒子を形状や色等により分類．
4 長径，形状分類および色分類の結果をプラスチック候補
粒子ごとに記録．
画像処理で行う場合

1 シャーレ上の試料を実体顕微鏡で観察し，精密ピンセッ
トによりプラスチック候補粒子を分取．

2 分取したプラスチック候補粒子を別に用意したシャーレに移動．

3 デジタルカメラでシャーレごとの画像データを取得．
4 画像処理ソフトを用いて各プラスチック候補粒子に検体番号を付番．長径および短径もしくは面積の計測．

5 長径，短径，面積，形状分類および色分類の結果をプラ
スチック候補粒子ごとに記録．
ぶんせき 2022 8

8 同定したプラスチック種別，ヒットクオリティ，スペク
トル形状による目視判断の有無等を記録．
＊1

ヒットクオリティ：ライブラリと測定試料との赤外スペク
トルの一致率を指す．分析機器メーカーごとにヒットクオ
リティの算出方法が異なること，分析機器によりセンサー部への圧着具合が異なること等から，同一試料を測定した
場合においても分析機器メーカーが異なれば FT-IR で得られるヒットクオリティの値は異なる． ヒットクオリティの算定の基となるライブラリは，分析機器メーカーにより異なる．また，ライブラリは同一メーカーでも複数の種類があり， 劣化したプラスチックでは， 同一素材でも条件（加熱劣化，紫外線劣化等）が異なるライブラリを使用することでヒットクオリティが向上する場合がある．学術研究ではプラスチックの種別判断にヒットクオリティの下限を定め，その値以下の場合は収集データから除外することがあるが，本調査では自治体等が実施するマイクロプラスチッ
クの分布実態の把握を目的としているため，ヒットクオリ
ティが低い場合でも，赤外スペクトルの特徴的なピーク等
によりプラスチック種別を類似のスペクトルの形状等から目視で判定する．

279

表 3 プラスチック種別の赤外スペクトルの特徴
ポリエチレン（PE）

2845 および 2915 cm－1 に強度の高い C ─ H 伸縮振動，
717 および 730 cm－1 付近に CH2 横揺れ振動のピークを持つ．高密度ポリエチレンは 1462 および 1472 cm－1 付
近に，低密度ポリエチレンは 1462 および 1467 cm－1 付
近に CH2 変角振動のピークを持つ．2,845 および 2,915

cm－1 付近の C ─ H 伸縮振動に関しては該当するピークを持つ自然物も多いため，必ず CH2 の横揺れ，変角振動のピークの存在も併せて確認する．PE は酸や熱等によって酸化されやすい．酸化された PE は 1700 cm－1，1200
cm－1 付近に C ＝ O，C ─ O 等の酸化を示唆する官能基や結合に由来する吸収ピークが現れる．
ポリプロピレン（PP）

3000 cm－1 付近に四つの特徴的な C ─ H 伸縮振動のピークを持つ．また 1455 および 1377 cm－1 付近に比較的強度の高い CH2 変角振動のピークを持つ．
ポリスチレン（PS）

694 cm－1 付近に強度の高い芳香環 C─H の面外変角振動，
3000 cm－1 付近にベンゼン環由来の 6～7 本の特徴的なピークが観測される．1492 および 1601 cm－1 付近に芳香環伸縮振動，1,027 cm－1 付近に芳香環 C ─ H 変角振動を持つ．

ポリエチレンテレフタレート（PET）

720 cm－1 付近に芳香環 C ─ H の面外変角振動，1094 お
よび 1241 cm－1 付近に C ─ O 伸縮振動，1713 cm－1 付近に C ＝ O 伸縮振動の特徴的なピークを持つ．
＊2
ナイロン（Nylon）

1538 cm－1 付 近 に N ─ H 変 角 振 動 と C ─ N 伸 縮 振 動，
1634 cm－1 付 近 に C ＝ O 伸 縮 振 動，2858 お よ び 2932
cm－1 付近に C ─ H 伸縮振動，3298 cm－1 に N ─ H 伸縮振河川から採取した試料は，マイクロプラスチックと共に多種多様な有機物が存在しているため，本稿で述べた通り，ネットによるろ過，有機物の酸化処理による除去，無機物の比重分離による除去といった試料前処理を実施する．これにより，プラスチック候補粒子を抽出して，FT-IR の ATR 法によるプラスチックの同定を行う．
試料前処理に要する時間や繰り返し再現性は，作業者の技量に大きく依存してしまうため，添加回収試験や二重測定を通じた測定データの確認やそれに基づく技量の向上が必要である．したがって，河川 MP 測定の技術向

上や精度管理の確立を目的とした MP 測定クロスチェッ
クのニーズは高いといえる．また，試料前処理工程については，作業者の技量に依らない機械化も期待される．
これまでの研究を通じて MP による海洋汚染の状況が明らかになると共に，より粒径の細かいプラスチックの存在が明らかとなってきた．100 μm 未満の微小 MPやナノプラスチックについては，100 μm 以上の MP と比較して，研究事例が多くない．そのため，試料採取，試料前処理，プラスチックの同定を含む適切な測定方法
は，いまだ確立していない状況にあり，今後の調査や研究の進展が待たれる状況である．
海洋プラごみの流出実態や流出量の評価に加えて，挙動や運命，生物影響を評価するためには，適切な測定方法が必要不可欠である．本稿で紹介した河川 MP 調査
ガイドラインがその一助となれば幸いである．
文動のシャープで特徴的なピークを持つ．
＊2タンパク質のスペクトルはナイロンのスペクトルと形状が似ているため注意が必要である．タンパク質のスペクトルはピークがブロードな傾向があり，ナイロンとピークの波数が異なることが多い．また，タンパク質は見た目がプラスチックと異なる．顕微鏡により細胞組織を確認できることが多いため目視による判断も参考になる．

4･4 プラスチック種別の赤外スペクトルの特徴
プラスチック種別ごとの赤外スペクトルの特徴を表 3に示す．

5 今後の課題

献1） 環境省：“河川マイクロプラスチック調査ガイドライン（令和 3 年 6 月）”〈https://www.env.go.jp/content/900543325.
pdf 〉，（accessed 2022. 7. 13）.
2） Ministry of the Environment, Japan:“Guidelines for Harmo-

nizing Ocean Surface Microplastic Monitoring Methods（June,2020）”〈https://www.env.go.jp/content/900515659.pdf 〉，（accessed 2022. 7. 13）.
3） 小林俊介，片岡智哉，宮本颯太，二瓶泰雄：河川におけるマイクロプラスチックの浮遊・沈降特性，土木学会論文集 B1（水工学），75，I_439（2019）.
4） 工藤功貴，片岡智哉，二瓶泰雄，北浦郁弥：平常時・出水時河川のマイクロプラスチック濃度の時間変動特性と年 間 輸 送 量 評 価， 土 木 学 会 論 文 集 B1（ 水 工 学 ），74，
I_529（2018）.
●

ガイドラインの試料採取法は，平水時における自然通
水を基本としているため，川の流れが緩やかな場合や非常に速い場合に必ずしも適しているといえない．平水時●

二瓶泰雄（Yasuo Nihei）
東京理科大学理工学部（〒278 ─ 8510 千
葉県野田市山崎 2641）．東京工業大学大学院博士課程中退．博士（工学）．《現在において河川を通じた海洋流出量を把握するためには，の研究テーマ》河川におけるプラスチッ

川の流れが緩やかになる下流域での評価が重要であると

クごみに関する研究，河川の防災に関す考えられ，強制通水による試料採取法の導入を検討してもよい．また，出水時調査においては，川の流れが非常る研究．《主な著書》“環境水理学”，（丸善）．《趣味》スポーツ観戦．
E ─ mail : nihei@rs.tus.ac.jpに速くなることに加えて，上流より土砂が流出してくる
ため，自然通水ではなく，ポンプを用いた強制通水による試料採取が有用かもしれない．
280

ぶんせき 2022 8

田中周平（Shuhei Tanaka）

冨野正弘（Masahiro Tomino）

京 都 大 学 大 学 院 地 球 環 境 学 堂（〒606 ─

特定非営利活動法人エコネット福岡（元8501 京都市左京区吉田本町）．立命館大

環境省水・大気環境局水環境課）（〒812 ─学大学院理工学研究科博士課程後期課程

0051 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭 4 丁目
13 ─ 42）．

修了．博士（工学）．《現在の研究テーマ》
環境微量汚染制御，環境生態工学，土木
環境システム．《主な著書》“地球環境問
題への挑戦と実践”，（開成出版）．《趣味》
将棋，プロ野球観戦，お笑い鑑賞．
E ─ mail : t-shuhei@eden.env.kyoto-u.ac.jp
鈴木剛（Go Suzuki）

国 立 環 境 研 究 所 資 源 循 環 領 域（〒305 ─

高橋和輝（Kazuteru Takahashi）
環境省水・大気環境局水環境課（〒 100 ─

8975 東京都千代田区霞が関 1 ─ 2 ─ 2）．

8506 茨城県つくば市小野川 16 ─ 2）．岩手大学大学院連合農学研究科．博士（農学）．《現在の研究テーマ》製品ライフサ
イクルにおけるプラスチック微小粒子のリスク管理．《主な著書》H. Takigami, G.
Suzuki, S.-I. Sakai“Application of bioassays

for the detection of dioxins and dioxin-likecompounds in wastes and the environment.”
In : Y. Murakami, K. Nakayama, S.-I. Kitamura
eds., Interdisciplinary Studies on Environmental

Chemistry-Biological Responses to Chemical

Pollutants,（TERRAPUB），87─94（2008）．

《趣味》暁ランニング，草木管理，スポーツ観戦．
E ─ mail : g-suzuki@nies.go.jp『ぶんせき』再録集 vol. 1 出版のお知らせ
ぶんせき誌の過去記事の有効利用の一環として，『ぶんせき』再録集 vol. 1 が出版されました．2011 年から 2020 年まで，10 年間分の〈ミニファイル〉の記事が詰まっています．
下記 10 章からなり，それぞれ 12 から 14 の話題が集められています．
1．実験器具に用いられる素材の特徴，2．分析がかかわる資格，3．顕微鏡と画像データ処理，4．最新の web 文献検索データベース，5．ポータブル型分析装置，6．分析化学と材料物性，7．分析化学者のための多変量解析入門，8．土
壌分析，9．サンプリング，10．前処理に必要な器具や装置の正しい使用法．
本書はアマゾンオンデマンド出版サービスを利用して出版した書籍ですので，書店には並びません．アマゾンサイトからのネット注文のみとなりますので，ご注意ください．詳しくは「ぶんせき」誌ホームページをご確認ください．

ぶんせき 2022 8

281