目次頁

4章

ユーザパラメータについて

4-1

ユーザパラメータについて

19

4-2

ユーザパラメータへの入りかた

19

4-3

ユーザパラメータ表

20

4-4

各ユーザパラメータの説明

22

5章

加算機能について

5-1

加算機能の設定方法

24

5-2

加算のしかた25

5-3

加算の取り消しかた

26

5-4

加算した合計質量と加算回数の確認のしかた

27

5-5

合計質量のリセットのしかた

27

6章
6-1

7章

マルチファンクション機能について
マルチファンクション機能について

28

Ⅰ．定量計量機能

28

Ⅱ．チェッカ機能

28

Ⅲ．ランク選別機能

29

Ⅳ．計数機能29

マルチファンクションの設定方法

7-1

マルチファンクションタイプの変更方法

30

7-2

品種データを登録する

31

Ⅰ．定量計量機能

31

Ⅱ．チェッカ機能

32

Ⅲ．ランク選別機能

33

Ⅳ．計数機能36

品種データを呼び出し作業を行う

37

Ⅰ．定量計量機能

37

Ⅱ．チェッカ機能

38

Ⅲ．ランク選別機能

39

Ⅳ．計数機能

41

7-3

8章

取引証明以外用について

8-1

取引証明以外用

428-2

取引証明以外用のユーザパラメータについて

42

8-3

使用地域別の重力加速度補正について

43

8-4

校正方法について

44

9章
9-1

オプションについてオプションについて

46

10章

その他

10-1

表示エラーについて

47

10-2

仕様書

51

10-3

外観寸法図

54

−2−

１
章
ご
使
用
前
に
お
読
み
く
だ
さ
い

1-1

安全に正しくお使いいただくためにご使用の前にこの「安全に正しくお使いいただくために」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
この「安全に正しくお使いいただくために」は、安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産の損害を防止するためのものです。
また、本取扱説明書は大切に保管してください。
●表示と意味については次のように定義しています。

危険この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり財産の損害を受けたりする恐れがある内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される、及び物的損害のみの発生が想定される内容を示し
ています。

禁止

してはいけないことを表しています。

強制しなければならないことを表しています。

●この製品のご使用前に、以下の理解し遵守してください。

危険 、 警告 、 注意

事項をよくお読みいきただき、

危険：感電事故を避けるために
ＡＣアダプタのコードは、足、運搬車等の車輪で踏まないようにしてください。
ＡＣアダプタの抜き差しは、ＡＣアダプタ本体の樹脂部を持って確実に行ってください。
：爆発、引火事故を避けるために防爆機能を備えておりません。
可燃性ガス、危険物等の存在する場所での使用は避けてください。
：火災、感電事故を避けるために万一煙が出ている、へんな臭いがする等の異常状態で使用すると、火災、感電の原
因となります。すぐにＡＣアダプタをコンセントから抜いてください。
煙が出なくなるのを確認して購入先に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから、絶対におやめください。

−3−

１
章

警告
：不安定な場所で使用しない。
傾いていると、転倒して思わぬ事故になる恐れがあります。台の上に置いて使用する場合は、特に安全を確認して使用してください。
：計量部カバーを持って持ち上げない。
計量部カバーが外れ、はかりが人の足の上等に落下し、負傷する恐れがあります。
：はかりの隙間、穴等に指を入れない。
ケガ、故障の原因になります。
：破損した表示内部から出た液体を口に入れない。
毒性がありますので、あやまって口に入れないよう、特にご注意ください。
：もたれを持って持ち上げない。
（DP-6700L）
はかりが傾き、思わぬ事故になる恐れがあります。また、計量部カバーが外れ、はかりが人の足の上等に落下し、負傷する恐れがあります。

注意：指定以外の電池を使用しない。
電池の破裂・液もれにより、火災、ケガ、汚損の原因になります。
：電池を火や水の中に入れたり、加熱したりしない。
破裂する可能性があります。
：電池の極性は指示通りに装着してください。
液漏れ、破裂する可能性があります。
：電池をなめたり口に入れない。
電池を小さなお子様の手の届くところに置かないでください。
：電池が切れたまま放置しない。
電池が液もれして、内部が腐食する場合があります。
：本器を落とさない。
故障の原因になります。
：本器の分解・改造をしない。
分解・改造をしないでください。取引証明用として使用できなくなるばかりでなく、以後のサービスを受けられなくなる場合があります。
：計量部カバーを外した状態で水を直接掛けない。
故障の原因になります。
：ロードセルに直接アルコールや次亜塩素酸ナトリウムなどの薬品を噴霧しない。
計量不良の原因になります。
：計量部カバーを外さない。
（DP-6700L）
故障の原因になります。

−4−

ご
使
用
前
に
お
読
み
く
だ
さ
い

１
章
ご
使
用
前
に
お
読
み
く
だ
さ
い

1-2

使 用 上 の 注 意 と お 願 い●故障の原因（１）表示部、キー部を爪、先の尖った物で押さないでください。
（２）はかりの持ち運びや移動の際は、必ずはかり底面を両手で持って持ち上げてください。
（３）過度の衝撃や振動を与えないでください。
（４）はかりの上に物を落としたり、飛び乗ったり、はかりを落下させたりしないでください。
（５）シンナー・ベンジン等では拭かないでください。
（６）一切の分解、改造はしないでください。内部部品で手等を負傷する危険があります。
（７）計量部カバーを外した状態で水を直接掛けないでください。
●計量不良の原因（１）火気・蒸気の近く、直射日光や冷暖房機の風が当たる場所で使用しないでください。
（２）過度の衝撃や振動及び強い電磁波が発生する機器類（電子レンジ・携帯電話機等）の近くでは使用しないでください。
（３）荷重に充分耐えられる水平で安定した場所で使用してください。
（４）指定の使用環境にて使用してください。
（使用環境−10℃〜＋40℃，30％RH〜85％RH）
尚、指定の環境範囲内であっても、下記のように結露が発生する状況下では計量不良が起こる場
合があります。
１）高湿度の環境下で長時間使用又は保存されたとき。
２）湿度が低くても急激な温度変化を与えたとき。
（冷水などをはかりにかける。）
３）はかりに冷蔵庫等の冷気、又は湯気、水蒸気などがかかる雰囲気で使用したとき。
（５）ロードセルに直接アルコールや次亜塩素酸ナトリウムなどの薬品を噴霧しないでください。
●電池について（１）アルカリ乾電池とマンガン乾電池をまぜて使用しないでください。まぜて使うと、液もれや破裂の原因になります。
（２）電池切れサインが表示されたら速やかに乾電池を取り替えてください。
電池交換は、４本全て新しい電池に交換してください。古い乾電池が混じると液もれしたり、極端に電池の寿命が短くなったりします。
（３）乾電池の交換の際は、極性（＋、−）を表示の通りに装着してください。間違った場合は故障の原因になります。
（４）長期間（約１ヶ月以上）使用しない場合は、乾電池をはかりから取り外してください。乾電池が液もれし、はかり内部が腐食する場合があります。
（５）ＡＣアダプタ使用時は、必ず乾電池をはかりから取り外してください。乾電池との併用は絶対しないでください。

保管・廃棄について●保管場所について（１）高温／多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での保管はさけてください。
また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって動作しなくなる場合があります。
（２）本製品は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での保管はさけてください。
●廃棄について（１）本製品を廃棄する場合
本製品は、産業廃棄物（燃えないゴミ）となります。
廃棄方法については、各自治体で定められている廃棄要領に従って、正しく廃棄してください。
（２）使用済み乾電池を廃棄する場合
使用済み乾電池は電極にセロファンテープを貼り（ショートすると危険なため）、各自治体で定められている廃棄要領に従って、正しく廃棄してください。

−5−

１
章

始業時点検のお願い
計量法では、適正な計量の実施を求められており、始業時の点検、質量チェックを実施してください。

1-3 このような機能があります
DP-6700には、下記のような機能があります。作業の目的に応じてお役立てください。
目

的

方

法

【オートオフ】
はかりの電源を自動的にオフさせたい（乾電池使用時のみ）

出荷時設定は15分です。
ユーザパラメータ設定により変更できます。

【風袋引き】
計量物または容器の質量を0表示させたい

風袋キーを使ってワンタッチで風袋引きができます。

【プリセット風袋引き機能】
特定の質量の風袋引きを行いたい

風袋キーと設定キーを同時に押すと、風袋値を入力することができます。

【自動風袋引き機能】※DP-6700Lのみ
風袋を載せた時点で風袋引きを行いたい

零点確認後に最初に載せた品物（風袋物）を自動で風袋引きすることができます。

【加算機能】
計量した質量の合計値が知りたい

加算キーを使って、もしくは自動的に質量値を加算していくことができます。
加算値の合計値と加算回数が確認できます。

【定量計量機能】
パック詰め作業の歩留まり率を向上させたい※この機能は取引証明用にはご使用できません。

過不足量を表示しますので、歩留まりの向上に役立ちます。最大99品種のデータ登録ができます。
現在の入れ目が目標質量に対して軽量・適量・過量であるか、瞬時に把握することができます。
最大99品種の上下限登録ができます。

【チェッカ機能】
目標質量に対して過量であるか確認したい【ランク選別機能】
計量物をより効率よくランク選別したい※この機能は取引証明用にはご使用できません。

【計数機能】
計量物の個数を瞬時に把握したい※この機能は取引証明用にはご使用できません。

【表示固定機能】※DP-6700Mのみ
計量した質量値を固定させたい※この機能は取引証明用にはご使用できません。

加算式、減算式のランク選別ができます。
15ランクの設定で最大12品種、2ランクの設定であれば最大66品種のデータ登録ができます。
ランク選別時は通常の目量よりも細かい目量で設定することができます（P48「ひょう量系列」ご参照）
質量から品物の個数を計算します。
個数チェックなどに最適です。
はかりが安定すると表示値を固定し、品物を降ろすと固定を解除します。

減算式ランク選別機能について
DP-6700のランク選別機能には、通常の加算式ランク選別機能のほかに減算式のランク選別機
能が搭載されています。減算式ランク選別機能とは、最初にすべての品物をはかりに載せ、品物を取り除くごとにランク選別される機能です。品物を一つ載せ、安定後にランクを確認、確認後に品物を取り除き、再び安定を待ってから次の品物を載せるという加算式ランク選別に対し、減算式はすでに安定した状態から品物を抜き取るだけですので、品物を載せる作業や安定を待つ時
間などが省略され、作業時間の大幅な短縮につながります。
−6−

ご
使
用
前
に
お
読
み
く
だ
さ
い

１
章
ご
使
用
前
に
お
読
み
く
だ
さ
い

1-4 製品の構成
付属品

はかり本体

●取扱説明書、保証書

オプション●ＡＣアダプタ●乾電池●ＡＣアダプタ用電池蓋

1-5 各部の名称
電池蓋つまみ
表示部

電池蓋

キー部

計量部カバー

水平調節脚※DP-6700Lは計量部カバーにもたれが取り付けてあります。

−7−

1-6 はかりの性能を維持させるために●計量部カバーを洗浄する場合は、きれいな水で洗浄し、その後に乾いた清潔な布で確実に水分を拭き取ってください。海水、
汚れた水、不純物の入った水を使用すると故障の原因になります。
●はかり全体の汚れを落とす場合は、柔らかい布を使用してください。
たわしやブラシなどは使用しないでください。
●中性洗剤で洗浄される場合は、中性洗剤をスポンジに含ませ拭き取った後、必ずきれいな水で洗浄し、その後に乾いた清潔な布で確実に水分を拭き取ってください。
●はかり全体をアルコール消毒する場合は、アルコール濃度80％以下の溶液を布に含ませ拭き取
った後、必ずきれいな水で洗浄し、その後乾いた清潔な布で確実に水分を拭き取ってください。
表示部はきれいな水で洗ってください。
●分解や改造は絶対にしないでください。防水性を損なう原因になります。
万一、誤って分解したときは必ず弊社へ連絡願います。
●本製品を落としたり、テーブルなどの固いものにぶつけたりしないでください。
●砂、ほこり、ゴミの多いところで電池蓋を開閉しないでください。
パッキンに異物が付着すると、防水性を損なう原因になることがあります。
●乾電池交換後、電池蓋は確実に締めてください（乾電池交換方法参照）。
●表示部、スイッチ部、ゴム部を爪や尖った物で押さないでください。
●ご使用後は、はかりを乾燥した温度変化の少ない場所に保管してください。

−8−

１
章
ご
使
用
前
に
お
読
み
く
だ
さ
い

2-1 組み立て時の注意事項
２
章
ご
使
用
前
の
準
備

※DP-6700Lは組み立てを行いません。

注意事項
支柱を支柱取り付け台に差し込む時、支柱上部からケーブルを引き上げて
支柱差し込み部分のケーブルのたるみを取り、ケーブルを傷つけないように注意しながら差し込んでください。

ここから引き上げる

ケーブルのたるみを取りながら差し込む

組み立て手順１．支柱を支柱取り付け台に差し込んでください。
２．中央のネジを支柱の抜け止め穴に合わせて締め込んでください。
３．両端のネジを締め込んで支柱を固定してください。

−9−

2-2 乾電池のセット及び交換方法、ＡＣアダプタのセット方法
乾電池①指示計部後部の電池蓋を固定しているツマミ（２ヶ所）を反時計方向に180°
回してゆるめ、電池蓋を取り外してください。
電池蓋周辺に水滴などが付いている場合は、拭き取ってください。

②単１乾電池４本を電池ボックスに入れてください。
交換の際は４本すべて新しいものと交換してください。使用中のものが混ざると液漏れや電池寿命低下の原因となります。
性能の異なる乾電池（マンガン電池とアルカリ電池）を一緒に使用しな
いでください。

③電池蓋を元通り取り付けて、電池蓋を固定しているツマミ（２ヶ所）を時計方向に180°
まわして閉めてください。
長期間使用しない場合やＡＣアダプタを使用する場合は、液漏れ防止のため乾電池を取り出してください。

− 10 −

２
章
ご
使
用
前
の
準
備

２
章

ＡＣアダプタＡＣアダプタは必ず専用のものを使用してください。異なったものを使用されますと、故障の原因になります。
乾電池との併用はできませんので、必ず全ての乾電池を取り外してからご使用ください。
ＡＣアダプタ用電池蓋を取り付け、電池蓋に空いた丸い穴に
ＡＣアダプタのプラグをしっかりと差し込んでください。

ご
使
用
前
の
準
備

※注意）ＡＣアダプタを使用すると非防水となります。

2-3 設置場所についてはかりを使用するときは、必ず水平に設置してください。水平でないと、正しい計量ができません。
また、がたつきがあっても正しい計量ができません。
※注意）はかりは傾いた床に置かないでください（水平調整できる範囲を超える場合）。
はかり本体底面には、水平を調節するための水平調節脚があります。なるべく平らな場所で水平器の気泡が基準円の中心に来るよう、水平調節脚を回して調節してください。また、水平調節脚が浮かないように調整してください（右に回すとはかりは下がり、左に回すとはかりは上がります）
。

基準円

気泡

（水平）

×

水平調節脚

×

×

（手前が低い）（手前が高い）（右側が高い）− 11 −

2-4 表示部及びキー操作部について
表示部 （DP-6700/DP-6700M）

２章

乾電池残量表示※乾電池使用時に点灯

各種マルチファンクションサイン

パラメータサインプリセット
風袋引中サイン

安定サイン
零点サイン

風袋引中サイン表示固定モードサイン※DP-6700Mのみ

自動送信サイン
加算中サイン
合計表示中サイン

判定用ランプ

表示固定中サイン※DP-6700Mのみ（DP-6700L）
乾電池残量表示※乾電池使用時に点灯

各種マルチファンクションサイン

パラメータサインプリセット
風袋引中サイン

安定サイン

自動風袋

零点サイン

風袋引中サイン自動風袋サイン※DP-6700Lのみ

自動作業中サイン加算中サイン

判定用ランプ

合計表示中サイン

判定用ランプ（マルチファンクション使用時に点灯・点滅します）
●赤色
●青色
●黄色

ターゲット質量に対し、軽量状態を示した場合に点灯または点滅します。
ターゲット質量に対し、適量状態を示した場合に点灯します。
ターゲット質量に対し、過量状態を示した場合に点灯または点滅します。

○ランク選別機能では、各ランクが次の色に設定されています。
ランク１青色（ランク８、15も同色）、ランク２緑色（ランク９も同色）
ランク３水色（ランク10も同色）、ランク４赤色（ランク11も同色）
ランク５紫色（ランク12も同色）、ランク６黄色（ランク13も同色）
ランク７白色（ランク14も同色）、ランク外ランプ点灯なし− 12 −

ご
使
用
前
の
準
備

キー部（質量表示時）
２
章
ご
使
用
前
の
準
備

通常の質量を表示しているときは、各機能のサインが点灯しています。

電源ON/OFFキー
電源を入れるとき、押すと電源がONします。
電源を切るときは、電源が切れるまで押し続けます。

零点リセットキー
計量前、はかりの上に何も載っていないときに零点がずれ、零点サインが点灯していな
いときに押すと零点をリセットします。

風袋引きキー
計量物を入れる容器の質量を０にしたいときに押すと風袋引きします（ワンタッチ風袋引き）。
加算キーと同時に押すと、プリセット風袋引き機能を使用することができます。

※キー（アスターキー）
あらかじめユーザパラメータで選択された機能に切り替えます。

加算キー
計量値を計量値の累計へ加算します。
風袋引きキーと同時に押すと、プリセット風袋引き機能を使用することができます。

表示固定モードキー ※DP-6700Mのみ
はかりが安定したときに計量値を固定します。
※表示固定機能は、取引証明用にはお使いいただけません。

− 13 −

3-1 計量のしかた

例）電源ONして、25kgの計量物を計量する場合

操作説明

表示内容
３
章

を押してください。
①

基
本
操
作
に
つ
い
て

全ての表示が点灯し、判定用ランプが白色に点灯した後に、０を表示します。

表示がゼロであることを確認してから、はかりに計量物を載せてください。
②
計量物の質量（25kg）を表示し、はかりが安定す
ると安定サインが点灯します。

3-2 電源オフのしかた
操作説明

電源が切れるまで

表示内容を押し続けてください。

①
電源がオフします。

3-3 零点リセットのしかた
操作説明

表示内容

を押してください。
①↓
零点をリセットし、０を表示します。

− 14 −

3-4 風袋引きのしかた例）2kgの容器を風袋引き後、15kgの計量物を計量する場合

操作説明
３
章
基
本
操
作
に
つ
い
て

表示内容

容器をはかりに載せてください。
①
表示部には容器の質量（2kg）を表示します。

安定サインが点灯したらを押します。

②
正味量サインが点灯し、０を表示します。

計量物を載せてください。
③

容器の質量を差し引いた計量物の正味質量（15kg）が表示されます。

3-5 風袋引きの取り消しかた例）2kgの容器を取り除き、風袋引きを取り消す場合

操作説明

表示内容

はかりから容器を取り除いてください。
①
容器の質量（2kg）をマイナス表示します。

を押してください。
②
正味量サインが消灯し、０を表示します。

− 15 −

3-6 プリセット風袋引きのしかた

例）1.5kgの風袋値を設定し、15kgの計量物を計量する場合

操作説明
を押しながら表示内容を押してください。

３
章

風袋値入力画面が表示されます。

基
本
操
作
に
つ
い
て

① 以前にプリセット風袋引きを使用されている場合
は、前回設定した風袋値が表示されます。
前回設定した風袋量を変更しない場合、数値は入
力せずにを押してください。

風袋値を「１．５０」に設定してください。
：設定風袋値の桁を右へ移動します：設定風袋値を「＋１」します②：設定風袋値を「−１」します
風袋値設定後、を押してください。

※ 最小桁は目量単位で数値が切り替わります。
設定完了後、入力した風袋値分がマイナス表示され、風袋量1.5kgを引いた状態での計量が可能と③ なります。
※プリセット風袋引き中を示す「★」サインが点
灯します。

④

例）1.5kgの風袋値を設定して15kgの計量物を載せた場合、13.5kgと表示されます。

3-7 プリセット風袋引きの取り消しかた例）1.5kgの風袋値を取り消す場合

操作説明

表示内容

はかりから計量物を取り除いてください。
風袋量分（1.5kg）をマイナス表示します。
①※はかりに何も載ってない状態でないと、風袋量の取り消しはできません。

− 16 −

操作説明

表示内容

を押してください。
３
章
基
本
操
作
に
つ
い
て

②
正味量サインが消灯し、0を表示します。

3-8 表示固定のしかた（DP-6700Mのみ）例）12kgの計量物を表示固定する場合※注）表示固定機能は、取引証明用にはお使いいただけません。
操作説明

表示内容

を押してください。
①
表示固定モードサインが点灯します。

計量物をはかりに載せてください。
安定後、表示固定中サインが点灯し、質量が表示
固定されます。
②
注）計量物がはかりに載っている間は表示固定されたままとなります。違う計量物を測定した
い場合は、はかりから計量物を取り除いてください。

3-9 表示固定の取り消しかた（DP-6700Mのみ）
操作説明
はかりから計量物を取り除き

表示内容
を押して

ください。
①
表示固定モードサインが消灯し、表示固定モードが解除されます。

− 17 −

3-10 自動風袋引きの設定方法（DP-6700Lのみ）
操作説明

表示内容
３
章

ユーザパラメータ#F1を「１」に設定してください。
① 自動風袋引きを使用しない場合は、「0」にしてく
ださい。
自動風袋

パラメータ設定後は一度電源を切り、再び② を押してください。
自動風袋サインが点灯し、自動風袋引きが有効と
なります。

自動風袋

3-11 自動風袋引きのしかた（DP-6700Lのみ）
操作説明

表示内容

①

表示が0の状態で、はかりに容器（風袋物）を載せてください。

②

自動で容器の質量（1.5kg）が風袋引きされ、正味量サインが点灯し、0を表示します。

自動風袋

自動風袋

③

自動風袋引き後に載せた値は計量物とみなし、正味量を表示します。

はかりから容器を含む全ての計量物を取り除くと、容器の質量（1.5kg）がマイナス表示された後、④ 自動風袋引きは解除されます。
再び容器を載せると、その質量値が自動で風袋引きされます。

− 18 −

自動風袋

自動風袋

基
本
操
作
に
つ
い
て

4-1 ユーザパラメータについて
DP-6700シリーズには、ユーザパラメータがあり、使用環境に応じて最適な動作をするように設定変更できます。下記のユーザパラメータ表をよくご覧になり、設定をしてご使用ください。

４
章
ユ
ー
ザ
パ
ラ
メ
ー
タ
に
つ
い
て

4-2 ユーザパラメータへの入りかた
操作説明
を押しながら表示内容を押してください。

①
判定用ランプが青色に点灯し、ユーザパラメータ
設定画面に移ります。

ユーザパラメータの選択、設定値の変更は、以下の操作で行います。
：次のパラメータ項目へ進みます。
注）設定値を変更した場合、次の項目に進むことで、変更内容が有効となります。

②：パラメータの設定を「＋１」します：パラメータの設定を「−１」します
を押しながら：前のパラメータ項目へ戻ります。

ユーザパラメータの設定値変更が完了しましたら、電源をオフしてください。

※注）「Clear」画面について
ユーザパラメータ設定中、画面に「Clear」が表示された場合、を押して① ユーザパラメータ設定画面へ戻ってください。
※「Clear」はオプション用の機能です。

− 19 −

4-3 ユーザパラメータ表
番号

名

#01

マルチファンクション選択

称#02

ランク設定数※音声ランク選別機能使用時は無効

設

定

値：

機

能

説

明

000： マルチファンクション機能停止（出荷時設定）
001： 定量計量機能
002： チェッカ機能
003： ランク選別機能
004： 計数機能
000： 設定禁止
001 〜 015：（006出荷時設定）#03

ブザー音選択（オプション機能用パラメータ）※定量計量、チェッカ機能時に有効

000： ブザーを鳴らさない（出荷時設定）
001： 軽量で鳴らす
002： 適量で鳴らす
003： 過量で鳴らす
004： 軽量・過量で鳴らす#04

安定時判別表示※チェッカ機能 ：ブザーで判別
ランク選別機能：LEDで判別

000： 非安定時でも判別表示
001： 安定時のみ判別表示（出荷時設定）#05

オートオフ時間（分）※電池使用時のみ有効

000： オートオフしない
001： 5分後オートオフ
002： 10分後オートオフ
003： 15分後オートオフ（出荷時設定）
004： 30分後オートオフ
005： 60分後オートオフ#07

判定時表示点滅選択※チェッカ機能時点滅、ランク
選別機能時はランク01以上
で点滅

000： 表示を点滅させない（出荷時設定）
001： 軽量時安定で点滅
002： 適量時安定で点滅
003： 過量時安定で点滅
004： 軽量または、過量時安定で点滅「ブザー鳴音選択」に同期させる
005： #03：#08

ランクの加算式／減算式切替え

000： 加算式ランク選別機能
001： 減算式ランク選別機能（出荷時設定）
002： 加算式マトリクス組合せ機能
003： 減算式マトリクス組合せ機能※002、003はオプション機能用パラメータです#09

取引証明以外用のパラメータです

#10

はかりID
001 〜 099：（000出荷時設定）（オプション機能用パラメータ）#11

通信※005は定量計量、チェッカ機
能時に有効000： シリアル通信機能を使用しない
001： 自動送信／加算（安定時送信／加算）
002： 自動送信／加算（安定後取り除き送信／加算）（出荷時設定）003： 手動送信／加算（加算キーで送信／加算）
004： 適量自動送信／加算（適量時自動送信／加算）
005： 適量手動送信／加算（適量時手動送信／加算）
006： 連続送信※006はオプション機能用パラメータです

#13

通信タイプ

000： BluetoothTM通信
001： ZBee通信
002： RS232C出力
003： USBメモリ
004： BluetoothTM無線プリンタ（出荷時設定）005： 加算機能（通信無し）
006： 音声付きランク選別機能※000 〜 004、006はオプション機能用パラメータです− 20 −

４
章
ユ
ー
ザ
パ
ラ
メ
ー
タ
に
つ
い
て

４
章
ユ
ー
ザ
パ
ラ
メ
ー
タ
に
つ
い
て

番号
#14

名
称
通信内容
（オプション機能用パラメータ）

#15

通信速度
（オプション機能用パラメータ）#16

キャラクタ長（オプション機能用パラメータ）#17 パリティ（オプション機能用パラメータ）#18

ストップビット長（オプション機能用パラメータ）#19 印刷時、合計値のみ印字選択（オプション機能用パラメータ）#20 設定目量の切り替え（ランク選別機能用パラメータ）#23 送信時Send表示#25

判定用ランプ輝度#26

通信時、日時データ付加選択（オプション機能用パラメータ）
マルチファンクション設定値印字有無（オプション機能用パラメータ）
毎回紙送り量（オプション機能用パラメータ）
印字文字（オプション機能用パラメータ）
ゼロ送信（オプション機能用パラメータ）

#27
#28
#29
#C3

#d1 〜 #F1

設

定

値：
機
能
説
明
000： 正味量（1回）（出荷時設定）001： 正味量，風袋量，総量（1回）
002： 正味量，風袋量（1回）
000： 9600bps（出荷時設定）
001： 2400bps
002： 4800bps
003： 9600bps
004： 19200bps
005： 38400bps
000： 8ビット（出荷時設定）
001： 7ビット
000： なし（出荷時設定）
001： 奇数002： 偶数
000： 1ビット（出荷時設定）
001： 2ビット
000： しない（出荷時設定）
001： する
000： 通常目量001： 詳細設定目量（出荷時設定）
000： 送信時にSEND表示しない
001 〜 008： データ送信時、指定秒数Send表示（001出荷時設定）
000： 低輝度（出荷時設定）
001： 中輝度
002： 高輝度
000： しない（出荷時設定）
001： する
000： しない
001： する（出荷時設定）
000： しない（出荷時設定）
001 〜 015： 指定行空送り
000： 漢字（出荷時設定）
001： アルファベット
000： しない（出荷時設定）
001： する
音声付きランク選別機能用のパラメータです設定（DP-6700Lのみ）
番号
#F1

名
称
自動風袋引きの使用（自動風袋引き用パラメータ）#F4 自動風袋引きの動作目量（自動風袋引き用パラメータ）

値：
機
能
説
明
000： 使用しない（出荷時設定）
001： 使用する
000： 4目量以上で動作
001 〜 020： 1 〜 20目量以上で動作（004出荷時設定）− 21 −

4-4 各ユーザパラメータの説明【番号＃01】マルチファンクションタイプ選択
DP-6700シリーズで搭載されている「定量計量機能」「チェッカ機能」「ランク選別機能」「計数機能」を選択します。
注）使用される機能を変更する場合、変更前の機能で設定した品種データは全て消去されます。
【番号＃02】ランク設定数
ランク設定数を制限することで、登録品種数を増やすことができます。
ランク設定数と登録品種数の関係は下記の通りです。
注）ランク設定数を変更する場合、変更前に設定した品種データは全て消去されます。
ランク設定数
02
03
04
05
06

登録品種数
66品種
49品種
39品種
33品種
28品種

ランク設定数
07
08
09
10
11

登録品種数
24品種
22品種
19品種
18品種
16品種

ランク設定数
12
13
14
15

登録品種数
15品種
14品種
13品種
12品種

【番号＃03】ブザー音選択
オプションのブザーを使用したとき、定量計量機能使用時またはチェッカ機能使用時に設定範囲で安定した際、ブザーを鳴らすことができます。
【番号＃04】安定時判別表示
チェッカ機能使用時に、ブザーを鳴らすタイミングを切り替えることができます（#03と合わせて使用します）。
また、ランク選別機能使用時に、判定ランプを点灯させるタイミングを切り替えることができます。
【番号＃05】オートオフ時間
オートオフ時間を変更することができます。
【番号＃07】判定時表示点滅選択
表示安定時に画面を点滅させることができます。
点滅の有無、または点滅タイミングを選択します。
【番号＃08】ランクの加算式／減算式切替え
ランク選別機能の「加算式」「減算式」を設定します。
また、オプション機能を使用したときに、加算式マトリクス組合せ機能と減算式マトリクス組合
せ機能を設定します。
【番号＃10】はかりID
はかりの機器番号を設定します。
【番号＃11】通信オプションの通信機能を使用したときに、データを送信または書込するタイミングを指定します。
【番号＃13】通信タイプ
オプションの通信機能の種類を設定します。
【番号＃14】送信内容
オプションの通信機能を使用したときに出力するデータの種類を設定します。
【番号＃15 〜 19】
オプションの通信機能を使用したときに有効になるパラメータです。
【番号＃20】設定目量の切り替え
ランク選別機能を使用したとき、詳細設定目量（通常目量より小さい目量で設定）で設定するか
通常の目量で設定するかを切り替えます。
【番号＃23】データ送信時Send表示
オプションの通信機能を使用したとき、データを送信した事を示すために一定時間「Send」と表示します。
− 22 −

４
章
ユ
ー
ザ
パ
ラ
メ
ー
タ
に
つ
い
て

【番号＃25】LEDの輝度調節
LEDを明るくしたいときに設定します。
【番号＃26】送信時、日時データ付加選択
オプションの通信機能を使用したとき、データ送信時に日付データの付加の有無を設定します。
【番号＃27】MF設定値印字選択
オプションの無線プリンタに関するパラメータです。
マルチファンクション設定値の印字の有無を設定します。
４
章
ユ
ー
ザ
パ
ラ
メ
ー
タ
に
つ
い
て

【番号＃28】毎回印字紙送り量設定
オプションの無線プリンタに関するパラメータです。
一回の計算データを印字したあとの紙送り行数を設定します。
【番号#29】印字文字選択
オプションの無線プリンタに関するパラメータです。
印字文字を選択します。
【番号#C3】ゼロ送信選択
オプションの通信機能を使用したとき、質量0.00kgの送信の有無を設定します。
ゼロ送信を行う場合は、ユーザパラメータ＃１１の送信タイプを「003：手動送信」に設定してください。
（DP-6700Lのみ）【番号#F1】自動風袋引きの使用（自動風袋引き用パラメータ）
自動風袋引きを使用するときに設定します。
【番号#F4】自動風袋引きの動作目量（自動風袋引き用パラメータ）
自動風袋引きが動作する目量数を設定します。

− 23 −

5-1 加算機能の設定方法例）加算機能を選択し、加算機能タイプを手動に設定する場合※注）計数機能では、加算機能はお使いいただけません。
操作説明を押しながら表示内容を押してください。

①
判定用ランプが青色に点灯し、ユーザパラメータ
設定画面に移ります。

②

５
章
加
算
機
能
に
つ
い
て

を押して、パラメータ番号を１１まで移動させてください。

を押して、下記１〜３、６の加算タイミングを選択し、③を押してください。

001：自動加算（安定時加算）
002：自動加算（安定後取り除き加算）
003：手動加算
006：適量加算（適量時加算）※「006：適量加算」は定量計量、チェッカ機能時に有効となります。

画面がパラメータ番号を１３に替わります。

④

を押して、
「００５（加算機能）」を選択し、を押してください。

※

を押すと、画面はパラメータ

番号１４に替わります。

電源が切れるまでを押し続けてください。

⑤ 電源がオフします。
※加算機能の設定値変更が完了です。

− 24 −

5-2 加算のしかた例）19kgの計量物を手動加算する場合

手動加算の場合
操作説明

表示内容

計量物をはかりに載せてください。
①
５
章※表示部には計量物の質量（19kg）を表示します。

加
算
機
能
に
つ
い
て

安定サインが点灯したらを押します。

②↓※画面に加算中サインが点灯します。

自動加算の場合
操作説明

表示内容

自動加算時は、自動サインが点灯します。

①

計量物をはかりに載せてください。
※表示部には計量物の質量（19kg）を表示され、画面に加算中サインが点灯します。

手動加算と自動加算をキー操作で切り替えたい場合
操作説明

表示内容

自動加算と手動加算をキー操作で切り替えたい場合、と①を同時に押してください。

注）パラメータ番号１１で手動加算が設定されている場合、キー操作で選択される自動加算は安定時加算となります。
− 25 −

5-3 加算の取り消しかた例）19kgの計量物を加算後、加算を取り消す場合

操作説明

①

表示内容

を押して質量値（19kg）を加算します。
５
章を押しながらを押してください。

②
加算した質量値（19kg）は取り消されます。

注）加算中は、自動的に電源オフする「オートオフ機能」は有効になりません。
また、加算中に電源オフした場合、記憶されていた合計値や加算回数は削除されます。

− 26 −

加
算
機
能
に
つ
い
て

5-4 加算した合計質量と加算回数の確認のしかた
操作説明

表示内容

① はかりに計量物を載せず、０表示にしてください。

５
章
加
算
機
能
に
つ
い
て

画面が変わるまでを押し続けてください。

②
小数点２桁を含む、合計質量の下５桁（456.78kg）が表示されます。

を押してください。
③ 合計質量の上５桁（123）が表示されます。
※例題画面の合計質量は、123456.78kgとなります。
を押してください。
④ 加算した合計回数（670回）が表示されます。
を押すと、質量表示に戻ります。

5-5 合計質量のリセットのしかた
操作説明
はかりから計量物を取り除き

表示内容を押し続けてください。
① 加算中サインが消灯し、合計質量がリセットされます。
を押すと、質量表示に戻ります。

− 27 −

6-1 マルチファンクション機能について
マルチファンクション機能とは、よりスピーディーで正確な計量作業をサポートするための機能です。

Ⅰ. 定量計量機能
用途

定量詰め作業

計量方式

ターゲット質量値をはかりに記憶させ、その値をマイナス表示します。
例）ターゲット質量値＝10kgの場合、表示には−10.00と表示します。

メリット

品物の投入量が一目瞭然となり、作業ミスを予防します。

設定値①ターゲット質量値②許容質量値

最大品種登録数

99品種
許容質量値（範囲）

軽量（不足）
LED点滅
LED点灯

適量（定量）
LED点灯

過量（適量外）
LED点灯
LED点滅

0kg

ひょう量
ターゲット質量値
（以上）

〜

（以下）

Ⅱ. チェッカ機能
用途

チェック作業

計量方式

上下限値を設定し、品物の軽量・適量・過量を判別します。

メリット

品物が適量かどうか一目でわかります。

設定値①適量範囲の下限値②適量範囲の上限値

最大品種登録数

99品種

軽量（不足）
LED点滅
LED点灯

適量
LED点灯

過量（適量外）
LED点灯
LED点滅

0kg

ひょう量
適量範囲の下限値（以上）〜

適量範囲の上限値（以下）※判定用ランプ（LED）の点灯と点滅について
定量計量機能とチェッカ機能では、
軽量または過量の状態に応じて判定用ランプを点灯から点滅に変わります。例えば、定量計量設定時にターゲット質量値を10kg、許容範囲値を２kgと入力した場合、点灯から点滅に変わる境界値は許容範囲値である２kgとなり、ターゲット質量値の下限値である10kgよりさらに２kg以上も軽量であれば判定用ランプは点灯
から点滅に変わり、ターゲット質量値の上限値である12kgよりさらに２kg以上も過量であれば判定用ランプは点灯から点滅に変わります。
同じく、チェッカ機能設定時に下限値を15kg、上限値を18kgと入力した場合、点灯から点滅に変わる境界値は上限値と下限値の範囲である３kgとなり、下限値である15kgよりさらに３kg以上も軽量であれば判定用ランプは点灯から点滅に変わり、上限値である18kgよりさらに３kg以上も過量であれば判定用ランプは点灯から点滅に変わります。

− 28 −

６
章
マ
ル
チ
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
機
能
に
つ
い
て

Ⅲ. ランク選別機能
用途

ランク選別作業

計量方式

あらかじめ、各ランクに相当する質量範囲をはかりに記憶させ、記憶した値に基づいてランクを表示します。

選別方式１
加算式ランク選別方式
選別方式２
減算式ランク選別方式
６
章
マ
ル
チ
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
機
能
に
つ
い
て

はかりに載せた品物の質量に応じて、ランク選別をします。
はかりに載せた多くの品物の中から、取り除いた品物の質量に応じてランク選別をします。

メリット①品物のランクが一目瞭然となり、作業ミスを予防します。
②品物が適量かどうか一目でわかります。

設定値①ランクの下限値②ランク外の下限値

最大品種登録数

66品種（２ランク/ １品種） 12品種（15ランク/ １品種）

ランク外

ランク1

ランク2

ランク外

0kg

ひょう量
ランク1の下限値 ランク2の下限値（以上）〜 （未満）（以上）

ランク外の下限値（未満）※ランク選別時は通常の目量よりも細かい目量で設定することができます（P51「ひょう量系列」ご参照）。
通常の目量で設定したい場合は、ユーザパラメータ＃20を0に設定してください。

Ⅳ. 計数機能
用途

計数作業

計量方式

定数の品物（10、20、50、100、200個）から１個当たりの質量を求め、品物全体の個数を計算します。

メリット

品物の個数が一目でわかります。

設定値

なし

最大品種登録数

1品種− 29 −

7-1 マルチファンクションタイプの変更方法
操作説明
を押しながら表示内容を押してください。

①
判定用ランプが青色に点灯し、ユーザパラメータ
設定画面に移ります。

を押して、マルチファンクションタイプを選択し、②を押してください。

７章

000：マルチファンクション機能停止
001：定量計量機能
002：チェッカ機能
003：ランク選別機能
004：計数機能※を押すと、画面はパラメータ

番号２に替わります。

（003：ランク選別機能を選択した場合のみ）
再び
動させ、
③ し、

を押して、パラメータ番号を８まで移を押してランク選別タイプを選択
を押してください。

000：加算式ランク選別機能
001：減算式ランク選別機能

電源が切れるまで※を押すと、画面はパラメータ

番号９に替わります。

を押し続けてください。

電源がオフします。
④※マルチファンクション機能の設定値変更が完了です。

− 30 −

マ
ル
チ
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
設
定
方
法

7-2 品種データを登録する
Ⅰ. 定量計量機能※注）定量計量機能は、取引証明用にはお使いいただけません。
例）品種番号３を選択し、ターゲット質量値を10kg、許容質量値1.5kgに設定する場合
操作説明

表示内容

品種データの登録前に、あらかじめユーザパラメ
ータ設定画面にてパラメータ番号０１を「００１」に設定しておいてください。

７
章
マ
ル
チ
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
設
定
方
法

①

電源ON後にを押してください。

品種を選択する画面に移ります。

品種番号を「３」に設定してください。
：品種番号を「＋１」します②：品種番号を「−１」します
品種番号設定後、を押してください。

判定用ランプが青色に点灯し、ターゲット質量値を設定する画面に移ります。
ターゲット質量値を「１０. ００」に設定してください。
：設定質量値の桁を右へ移動します：設定質量値を「＋１」します③：設定質量値を「−１」します
質量値設定後、を押してください。

判定用ランプが緑色に点灯し、許容質量値を設定する画面に移ります。
許容質量値を「１. ５０」に設定してください。
：設定質量値の桁を右へ移動します④：設定質量値を「＋１」します：設定質量値を「−１」します
許容質量値設定後、を押してください。
− 31 −

⑤

品種番号３に任意のデータが登録され、定量計量が開始されます。
※再び、を押すと、品種設定画面に戻ります。

Ⅱ. チェッカ機能例）品種番号２を選択し、10kgから11kgを適量範囲に設定する場合
操作説明

表示内容

品種データの登録前に、あらかじめユーザパラメ
ータ設定画面にてパラメータ番号０１を「００２」に設定しておいてください。

①

電源ON後にを押してください。

品種を選択する画面に移ります。

品種番号を「２」に設定してください。
：品種番号を「＋１」します②：品種番号を「−１」します
品種番号設定後、を押してください。

判定用ランプが青色に点灯し、適量範囲の下限値を設定する画面に移ります。
適量範囲の下限値を「１０. ００」に設定してください。
：下限値の桁を右へ移動します：下限値を「＋１」します③：下限値を「−１」します
下限値設定後、を押してください。

判定用ランプが緑色に点灯し、適量範囲の上限値を設定する画面に移ります。

− 32 −

７
章
マ
ル
チ
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
設
定
方
法

適量範囲の上限値を「１１. ００」に設定してください。
：上限値の桁を右へ移動します④：上限値を「＋１」します：上限値を「−１」します
上限値設定後、

⑤
７
章
マ
ル
チ
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
設
定
方
法

を押してください。

品種番号２に任意のデータが登録され、チェッカ
計量が開始されます。
※再び、を押すと、品種設定画面に戻ります。

Ⅲ. ランク選別機能※注）ランク選別機能は、取引証明用にはお使いいただけません。
※ランク選別機能使用時は、ユーザパラメータ番号23の設定値を「000」にして、Send表示をオフにしてください。
ランク選別時は通常の目量よりも細かい目量で設定することができます（P51「ひょう量系列」ご参照）。
通常の目量で設定したい場合は、ユーザパラメータ＃20を0に設定してください。
例）品種番号5を選択し、ランク1を1.002kg以上2kg未満、ランク2を2kg以上3kg未満に設定する場合
操作説明

表示内容

品種データの登録前に、あらかじめユーザパラメ
ータ設定画面にてパラメータ番号０１を「００３」に設定しておいてください。

①

電源ON後にを押してください。

品種を選択する画面に移ります。

品種番号を「５」に設定してください。
：品種番号を「＋１」します②：品種番号を「−１」します
品種番号設定後、を押してください。

ランク１を選択する画面に移ります。
− 33 −

を押して、ランク１の下限値設定画面に③移ってください。

ランク１の下限値を「１. ００２」に設定してください。
：下限値の桁を右へ移動します：下限値を「＋１」します

下限値設定後、を押してください。

ランク２を選択する画面に移ります。
注）２つ以上のランクを設定しないと、品物のランクは表示されません。

を押して、ランク２の下限値設定画面に⑤移ってください。

ランク２の下限値を「２. ０００」に設定してください。
：下限値の桁を右へ移動します：下限値を「＋１」します：下限値を「−１」します⑥

下限値設定後、を押してください。

ランク外を選択する画面に移ります。
※

を押しながらを押すと、前の設定値の選択画面（この場合はランク１）に戻ります。

− 34 −

７ 章 マルチファンクションの設定方法：下限値を「−１」します④

を押して、ランク外の下限値設定画面に移ってください。
※ユーザパラメータ番号０２で設定したランク数
までランクを設定しない場合は、設定が完了し⑦た時点でを押してください。

その場合、最後に設定したランクは存在しません。
例えば、ランク１を1kg、ランク２を2kgとして設定を完了した場合、実際にランク２は存在せず、ランク１の適量範囲が1kg以上2kg未満となり、2kg以上はランク外となります。
７ 章 マルチファンクションの設定方法

ランク外の下限値を「３. ０００」に設定してください。
：下限値の桁を右へ移動します⑧：下限値を「＋１」します：下限値を「−１」します
下限値設定後、を押してください。

品種番号５に任意のデータが登録され、ランク選
別計量機能が開始されます。
⑨ 画面左側が品種番号で、右側にランクが表示され
ます。
※再び、

を押すと、品種設定画面に戻ります。

※ランク選別機能では、各ランクが次の色に設定されています
ランク１
ランク２
ランク３
ランク４
ランク５
ランク６
ランク７
ランク外

青色（ランク８、15も同色）
緑色（ランク９も同色）
水色（ランク10も同色）
赤色（ランク11も同色）
紫色（ランク12も同色）
黄色（ランク13も同色）
白色（ランク14も同色）
ランプ点灯なし− 35 −

Ⅳ. 計数機能※注）計数機能は、取引証明用にはお使いいただけません。
例）サンプリング数を100個で設定する場合
操作説明

表示内容

品種データの登録前に、あらかじめユーザパラメ
ータ設定画面にてパラメータ番号０１を「００４」に設定しておいてください。

電源ON後にを押してください。

①
サンプリング数を設定する画面に移ります。

サンプリング数を「１００」に設定してください。
：サンプリング数10⇒20⇒50⇒100⇒200②：サンプリング数200⇒100⇒50⇒20⇒10
サンプリング数設定後、を押してください。

設定したサンプリング数を計量する画面に移ります。
設定した数量の品物を載せてください。
はかりが安定した後、単重が目量を超えると、判定用ランプが青色に点滅します。
③

注）単重が目量以下であった場合、判定用ランプは黄色に点滅します。この場合、単重の計算は行えますが、計数誤差を発生する危険性があります。

を押してください。
④
載せた品物と設定されたサンプリング個数により単重が計算され、計数計量が開始されます。

− 36 −

７
章
マ
ル
チ
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
設
定
方
法

7-3 品種データを呼び出し作業を行う
Ⅰ. 定量計量機能※注）定量計量機能は、取引証明用にはお使いいただけません。
例）品種番号３（ターゲット質量値を10kg、許容質量値1.5kg）を呼び出して作業をおこなう場合
操作説明

表示内容

を押して、品種番号を「３」に設定してください。
：品種番号を「＋１」します①

品種番号設定後、

７
章
マ
ル
チ
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
設
定
方
法

：品種番号を「−１」します
を押してください。

品種番号３の定量計量測定が開始されます。

②

はかりに品物を載せていきます。
ターゲット質量値に満たない場合、判定用ランプが赤色に点灯（点滅）します。
例）ターゲット質量値10kgで8kgまで品物を載せた場合、「-2.00」と表示します。

③

ターゲット質量値まで品物を載せると、0.00と表示し、判定用ランプが青色に点灯します。

ターゲット質量値を超えた場合、判定用ランプが黄色に点灯（点滅）します。
④

例）ターゲット質量値10kg、許容質量値1.5kgで14.5kgまで品物を載せた場合、「4.50」と表示します。
（質量表示に戻す場合）
はかりからすべての品物を降ろし、零点サインが点灯してからを押してください。

※零点サインが点灯していない状態では、表示の切り換えはできません。
※もう一度を押すと、定量計量機能に戻ります。

− 37 −

Ⅱ. チェッカ機能例）品種番号２（適量範囲10kg 〜 11kg）を呼び出して作業をおこなう場合
操作説明

表示内容

を押して、品種番号を「２」に設定してください。
：品種番号を「＋１」します①：品種番号を「−１」します
品種番号設定後、を押してください。

品種番号２の上下限判別測定が開始されます。

はかりに品物を載せていきます。
② ターゲット質量値に満たない場合、判定用ランプが赤色に点灯（点滅）します。

③

ターゲット質量値の場合、判定用ランプが青色に点灯します。

④

ターゲット質量値を超えた場合、判定用ランプが黄色に点灯（点滅）します。

（質量表示に戻す場合）
はかりからすべての品物を降ろし、零点サインが点灯してからを押してください。

※零点サインが点灯していない状態では、表示の切り換えはできません。
※もう一度を押すと、チェッカ機能に戻ります。

− 38 −

７
章
マ
ル
チ
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
設
定
方
法

Ⅲ. ランク選別機能／減算式ランク選別計量※注）ランク選別機能は、取引証明用にはお使いいただけません。
※あらかじめユーザパラメータ設定画面にてパラメータ番号０８を「００１」に設定しておいてください。
例）品種番号０５（ランク１：1kg以上2kg未満、ランク２：2kg以上3kg未満）を呼び出して作業をおこなう場合
操作説明

表示内容

を押して、品種番号を「５」に設定してください。
：品種番号を「＋１」します①

品種番号設定後、

７
章
マ
ル
チ
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
設
定
方
法

：品種番号を「−１」します
を押してください。

品種番号５の減算式ランク選別計量が開始されます。
はかりに全ての計量物を載せ、安定後、計量物の中から品物を取ります。
品物の質量ランク番号で表示します。
②
例）ランク２の範囲が2kg以上3kg未満で質量が2.5kgの品物を取り除いた場合、「（ランク）０２」と表示します。

③

品物の質量が設定ランクよりも軽い場合、アンダーバーが表示され、ランク表示されません。

④

品物の質量が設定ランクよりも重い場合、オーバーバーが表示され、ランク表示されません。

− 39 −

Ⅲ. ランク選別機能／加算式ランク選別計量※注）ランク選別機能は、取引証明用にはお使いいただけません。
※あらかじめユーザパラメータ設定画面にてパラメータ番号０８を「０００」に設定しておいてください。
例）品種番号０５（ランク１：1kg以上2kg未満、ランク２：2kg以上3kg未満）を呼び出して作業をおこなう場合
操作説明

表示内容

を押して、品種番号を「５」に設定してください。
：品種番号を「＋１」します①：品種番号を「−１」します
品種番号設定後、を押してください。

品種番号５の加算式ランク選別計量が開始されます。
はかりに品物を載せます。
品物の質量ランク番号で表示します。
②

例）ランク２の範囲が2kg以上3kg未満で質量が2.5kgの品物を載せた場合、「（ランク）０２」と表示します。

③

品物の質量が設定ランクよりも軽い場合、アンダーバーが表示され、ランク表示されません。

④

品物の質量が設定ランクよりも重い場合、オーバーバーが表示され、ランク表示されません。

（質量表示に戻す場合）
はかりからすべての品物を降ろし、零点サインが点灯してからを押してください。

※零点サインが点灯していない状態では、表示の切り換えはできません。
※もう一度を押すと、ランク選別機能に戻ります。
− 40 −

７
章
マ
ル
チ
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
設
定
方
法

Ⅳ. 計数機能※注）計数機能は、取引証明用にはお使いいただけません。
例）サンプリング数を100個で設定して作業をおこなう場合
操作説明

表示内容

を押してください。
判定用ランプが青色に点灯します。
サンプリング数が１００であることを確認して、
① 再び

７
章
マ
ル
チ
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
設
定
方
法

を押してください。

注）設定データがない場合、判定用ランプが赤色になりますので、この場合はサンプリング数の設定から行ってください。
品物を載せてください。
計数機能が開始され、載せた品物の質量と単重か② ら個数を求めて表示します。
例）個数が670個の場合。
（質量表示に戻す場合）
はかりからすべての品物を降ろし、零点サインが点灯してからを押してください。

※零点サインが点灯していない状態では、表示の切り換えはできません。
※もう一度を押すと、計数機能に戻ります。

− 41 −

8-1 取引証明以外用
DP-6700（取引証明以外用）を初めてご使用になる場合、使用地域別に重力加速度を補正する必要があります。補正を行わなかった場合、正しい計量ができない場合がありますので、必ず下記の「使用地域別の重力加速度補正について」をよくお読みにいただき、重力加速度補正を行ってから計量を始めてください。

8-2 取引証明以外用のユーザパラメータについて
DP-6700（取引証明以外用）には、使用地区補正およびユーザによるスパン調整が可能です。
ユーザパラメータ表をよくご覧になり、設定してご使用ください。

ユーザパラメータ表
番号

名

称

#09

地区補正／重力加速度

設

定

値：

機

能

説

明

000： 地区補正／重力補正しない
001 〜 029： 設定禁止
030 〜 210： (重力加速度(m/s)−9.7600)×10000÷5＋オフセット分(30)設定範囲：9.7600 〜 9.8500m/s2
最小設定単位：0.0005m/s2

ユーザパラメータの説明【番号＃09】地区補正／重力加速度
DP-6700（取引証明以外用）には、使用地区補正機能が搭載されています。
パラメータ番号#09の地区補正／重力加速度をご使用地域に応じた設定値に変更してください。

− 42 −

８
章
取
引
証
明
以
外
用
に
つ
い
て

8-3 使用地域別の重力加速度補正について
使用地域別に重力加速度を補正する場合は、以下の方法で補正をおこなってください。
使用地域別の重力加速度については使用地域別の設定値を参照してください。
・次回使用するときからは使用地域別の重力加速度補正は必要ありませんので、電源を入れてそのままご使用ください。
・一度重力加速度補正を行ったはかりを設定値が異なる地域で使用する場合、再度使用地域に対応した重力加速度の補正が必要になります。

使用地域別の設定値
地域名

都道府県

重力加速度の範囲（m/s2）

設定値

道北・道東地方（十勝地方を除く）

道北地方（宗谷・上川・留萌）
道東地方（網走・根室・釧路）

9.804 〜 9.807

121

８
章

道央･道南･十勝地方

道央（石狩・後志・空知）
道南（檜山・胆振・日高・渡島）
十勝地方

9.803 〜 9.806

119

取
引
証
明
以
外
用
に
つ
い
て

東北地方

青森県、岩手県

9.801 〜 9.804

115

宮城県、秋田県

9.800 〜 9.803

113

山形県、宮城県

9.799 〜 9.802

111

福島県

9.798 〜 9.801

109

新潟県、茨城県

9.798 〜 9.801

109

栃木県

9.797 〜 9.800

107

千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、
東京都（八丈支庁・小笠原支庁を除く）

9.796 〜 9.799

105

長野県

9.795 〜 9.798

103

東京都（八丈支庁・小笠原支庁に限る）

9.794 〜 9.796

100

北陸地方

福井県、富山県、石川県

9.797 〜 9.800

107

東海・近畿・中国地方

静岡県、岐阜県、愛知県、三重県（東海４県）
大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県（近畿2府4県）
山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県（中国5県）

9.796 〜 9.799

105

四国地方

香川県、愛媛県、徳島県、高知県

9.795 〜 9.797

102

九州地方

長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、
大分県、鹿児島県（薩摩・大隅地方に限る）

9.794 〜 9.797

101

鹿児島県（薩摩・大隅地方を除く）

9.791 〜 9.794

95

沖縄県

9.789 〜 9.792

91

関東甲信越地方

沖縄地方

上記の内容についてご不明な点がありましたら、弊社に問い合わせてください。
参考：国土地理院のホームページ（http://www.gsi.go.jp）に、地域別の重力加速度について説明がありますのでご参照ください。

− 43 −

使用地域別の補正例
例）福井県・富山県・石川県（北陸地方）ではかりを使用する場合の補正方法について説明します。
（パラメータ番号「09」の設定値を105から107に変更することで補正します。）
操作説明を押しながら表示内容を押してください。

①
判定用ランプが青色に点灯し、ユーザパラメータ
設定画面に移ります。

②

を押して、パラメータ番号を９まで移動させてください。

８章

設定値「107」に変更してください。
：設定値を「＋１」します③：設定値を「−１」します
設定後、を押してください。

※画面が次のパラメータ番号に替わります。

電源が切れるまでを押し続けてください。

④ 電源がオフします。
以上で使用地域の設定値変更が完了です。

8-4 校正方法について
DP-6700（取引証明以外用）は、お客様自身による校正（使用前の校正）が可能です。
校正を行わなかった場合、正しい計量が出来ない場合がありますので、定期的に校正を行うことをおすすめします。また、校正を行う場合、｢２級基準分銅｣ 以上の精度の分銅をご用意のうえ、
下記の手順にしたがって校正を行ってください。
※校正を行うために使用する分銅は、ひょう量分の分銅をご用意してください。

− 44 −

取
引
証
明
以
外
用
に
つ
い
て

例）ひょう量60kgのはかりを使用する場合の校正方法について説明します。
操作説明を押しながら表示内容を押してください。

①
判定用ランプが青色に点灯し、ユーザパラメータ
設定画面に移ります。

を押しながらを押してください。

校正画面に移ります。
載皿の上に何も載っていないことを確認してか②

ら、を押します。

８ 章 取引証明以外用について※校正を中止する場合はを押し続けてください。通常モードに戻ります。
載皿の中央にひょう量の1/6（10kg）の分銅を載せ、③を押します。
※30kgのはかりの場合は5kgの分銅を載せ、120kgのはかりの場合は20kgの分銅を載せてください。

載皿の中央にひょう量の1/2（30kg）の分銅を載せ、④を押します。
※30kgのはかりの場合は15kgの分銅を載せ、120kgのはかりの場合は60kgの分銅を載せてください。

載皿の中央にひょう量の（60kg）の分銅を載せ、⑤を押します。
※30kgのはかりの場合は30kgの分銅を載せ、120kgのはかりの場合は120kgの分銅を載せてください。

以上で校正は完了です。完了後、質量表示に戻り⑥ ますので、再度、分銅を載せ、分銅の質量と表示が合っているかを確認してください。

− 45 −

9-1 オプションについて
DP-6700には、次のオプションを準備しています。
オプションに関するお問い合わせは、ご購入された販売店までご連絡願います。
オプション名① 専用ACアダプタ

無線通信ユニット② （ZBee、BluetoothTM）（工場出荷オプション）

機能説明
AC電源（100V）から、はかりへの電力供給ができます。
※ACアダプタ接続時は非防水となります。
弊社専用ソフトを利用して、無線を使ったはかりとパソコン間でのワイヤレス通信ができます。

無線プリンタ
弊社指定のプリンタと接続し、計量データを印字す③ （BluetoothTM無線通信ユニット付き）
ることができます。
（工場出荷オプション）
USBメモリ（工場出荷オプション）

USBメモリを介して、計量データをCSV形式のファイルでパソコンへデータを出力することができます。

音声ランク出力ユニット⑤（工場出荷オプション）

ランク選別機能使用時、専用音声ユニットを利用して、音声案内にて各ランクを識別することができま
す。

ブザー機能
（工場出荷オプション）

定量計量機能使用時、またはチェッカ機能使用時に、ブザーを鳴らすことができます。

⑦ ステンレス製水平調節脚

ステンレス製の水平調節脚を取り付けることができます。

マトリクス組合せ機能⑧（工場出荷オプション）

ランク選別機能使用時の質量選別表示機能を用いた簡易組合せ機能で、判別した複数の重い品物や軽い品物を組合せて合計質量の平均化を図ることが
できます。

④

⑥

− 46 −

９
章
オ
プ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

10-1 表示エラーについて
下記のような表示が出たらエラー表示ですので、対処方法に従って対処してください。
下記以外の表示がでた場合や、対処方法通りに対処しても回復しない場合は、お買い上げの販売
店までご相談願います。
表示内容

原因

対処方法

乾電池の残量が少なくなっています。

全て新しい乾電池と交換してください。
新しい乾電池と古い乾電池を混ぜたり、アルカリ乾電池とマンガン乾電池を混ぜたりして使用しないでください。

乾電池の残量が無くなっています。

全て新しい乾電池と交換してください。
新しい乾電池と古い乾電池を混ぜたり、アルカリ乾電池とマンガン乾電池を混ぜたりして使用しないでください。

ACアダプタの電圧が大きく低下しています。

AC電圧が低くなっています。
別の電源コンセントへ差し替えた
後、再度、電源をオンしてください。

質量が−５目量未満になっている場合に表示します。

零点リセットキーを押してください。
また載台カバーを取り外した場合
は、再度、載せてください。

質量が＋６目量を超えている場合に表示します。

計量物を取り除くと質量表示になります。はかりのひょう量内で使用してください。

質量を検出する部分に異常があります。

電源を一度オフし、しばらくしてから再度、電源をオンしてください。
それでも回復しない場合は、お買い上げの販売店までご相談願います。

重い物を載せたまま電源オンした場合に表示することがあります。

載台に何も載せずに電源をオンしてください。

はかり本体と載台カバーの隙
間に何か物が詰まっている状
態で電源をオンした場合に表示することがあります。

物が詰まっていないことを確認してください。また、他の物が載台に触れていないことを確認してから零点リセットキーを押してください。

電池残量少

電池切れ

電圧低下

10
章

質量計量不能その他
質量計量不能質量計量不能質量計量不能質量計量不能− 47 −

表示内容

原因

対処方法

質量計量不能はかりの使用中、重たい計
量物を載せて零点リセット
キーを押した場合に表示することがあります。

零点リセットできる範囲を超えています。載せた計量物を取り除いて零点リセットキーを押してください。

質量計量不能載台に何か載せたままで電源オンし、その後取り除いてキーを押した場合に表示することがあります。

載台に何も載せずに電源をオンしてください。

蓄積データがメモリ容量を超えています。

蓄積されているデータを送信し、蓄積データをクリアしてください。

データ蓄積件数のエラー

プリンタエラー

通信時の異常ロール紙がセットされていること
ロール紙がセットされていを確認し、プリンタの蓋を閉めた
ないか、プリンタの蓋が開上で、再度、電源をオンしてくだいている可能性があります。
さい。

通信プログラムソフトまたは通信媒体が起動していな
いか、通信距離範囲外の可能性があります。

左記通信媒体が起動していることを確認し、はかりを左記通信媒体に近づけ、再度、電源をオンしてください。
このエラーを一時的に解除したい場
合は、を押し続けてください。

電源をオフするまでエラーが解除され、計量が可能となります。
データ蓄積件数の警告
USBメモリに送信するための蓄積データがメモリ容量の90%を超えています。

蓄積されているデータをUSBメモ
リに送信し、蓄積データをクリアしてください。

加算されている質量、または加算回数がメモリ容量を超えています。

合計質量及び合計回数を確認した
上で、合計値をリセットしてくだ
さい。

電子回路に異常が発生した
場合に表示します。

電源をオフし、しばらくしてから再度、電源をオンしてください。
それでも回復しない場合は、お買い上げの販売店までご相談願います。

加算蓄積件数のエラー

電子回路の異常− 48 −

10
章
そ
の
他

表示内容

原因

対処方法

電子回路に異常が発生した
場合に表示します。

電源をオフし、しばらくしてから再度、電源をオンしてください。
それでも回復しない場合は、お買い上げの販売店までご相談願います。

スパン調整時に使用した分銅が質量値と異なっている可能性があります。

使用する分銅を確認し、再度、スパン調整を行ってください。
それでも回復しない場合は、お買い上げの販売店までご相談願います。

電子回路に異常が発生した
場合に表示します。

電源をオフし、しばらくしてから再度、電源をオンしてください。
それでも回復しない場合は、お買い上げの販売店までご相談願います。

電子回路に異常が発生した
場合に表示します。

電源をオフし、しばらくしてから再度、電源をオンしてください。
それでも回復しない場合は、お買い上げの販売店までご相談願います。

電子回路に異常が発生した
場合に表示します。

電源をオフし、しばらくしてから再度、電源をオンしてください。
それでも回復しない場合は、お買い上げの販売店までご相談願います。

電子回路に異常が発生した
場合に表示します。

電源をオフし、しばらくしてから再度、電源をオンしてください。
それでも回復しない場合は、お買い上げの販売店までご相談願います。

電子回路に異常が発生した
場合に表示します。

電源をオフし、しばらくしてから再度、電源をオンしてください。
それでも回復しない場合は、お買い上げの販売店までご相談願います。

電子回路に異常が発生した
場合に表示します。

電源をオフし、しばらくしてから再度、電源をオンしてください。
それでも回復しない場合は、お買い上げの販売店までご相談願います。

BluetoothTM用通信プログラム
ソフトまたは無線プリンタが起動していないか、通信距離範囲外の可能性があります。

左記通信媒体が起動していることを確認し、はかりを左記通信媒体に近づけ、再度、電源をオンしてください。

電子回路の異常

スパン調整エラー

電子回路の異常

電子回路の異常10章

電子回路の異常その他
電子回路の異常

電子回路の異常

電子回路の異常Bluetooth通信時の異常− 49 −

表示内容

原因

対処方法

USBキーが差し込まれていない可能性があります。

USBキーの差し込を確認し、再度、データの送信を行ってください。

音声ユニットが正しく動作していません。

電源をオフし、しばらくしてから再度、電源をオンしてください。
それでも回復しない場合は、お買い上げの販売店までご相談願います。

電子回路に異常が発生した
場合に表示します。

電源をオフし、しばらくしてから再度、電源をオンしてください。
それでも回復しない場合は、お買い上げの販売店までご相談願います。

電子回路に異常が発生した
場合に表示します。

電源をオフし、しばらくしてから再度、電源をオンしてください。
それでも回復しない場合は、お買い上げの販売店までご相談願います。

電子回路に異常が発生した
場合に表示します。

電源をオフし、しばらくしてから再度、電源をオンしてください。
それでも回復しない場合は、お買い上げの販売店までご相談願います。

無線プリンタのバッテリー残量が少なくなっています。

無線プリンタ付属のバッテリー充電
専用ACアダプタにて無線プリンタを充電してください。

無線プリンタからの応答がない場合に表示します。

プリンタの電源をオフし、しばらくしてから再度、電源をオンしてください。
それでも回復しない場合は、お買い上げの販売店までご相談願います。

無線プリンタの温度が上昇した場合に表示します。

プリンタの電源をオフし、十分に時間を空けてから再度、電源をオンしてください。それでも回復しない場合は、お買い上げの販売店までご相談願います。

マルチファンクションの設定で異常な設定値が入力されています。

電源ON/OFFキーを押して、もう一度、設定をやり直してください。

USB接続エラー

音声ユニットの異常

電子回路の異常

電子回路の異常

電子回路の異常プリンタエラープリンタエラープリンタエラー

設定値の異常− 50 −

10章
その他

10-2 仕様書
■製品の外観・仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。
１． 品名（型式）DP-6700/DP-6700M/DP-6700L

２． 計量方式

電気抵抗線式

３． 載台寸法

W500mm×D350mm（DP-6700/DP-6700M）、W354mm×D354mm（DP-6700L）

４． ひょう量系列□DP-6700（検定品） 精度
ひょう量

目

1/3000量

ランク選別時詳細設定目量

0.01kg（0 〜 30.00kg）

0.20kg30kg

0.002kg

60kg

0.02kg（0 〜 60.00kg）

0.40kg60kg

0.01kg150kg

0.05kg（0 〜 150.00kg）

1.00kg150kg

0.01kg最小測定量

最大減算式風袋量

ランク選別時詳細設定目量

2.0kg

150kg

0.02kg

ひょう量
150kg

目

1/1500量

0.1kg（0 〜 150.0kg）□DP-6700（無検定品） 表示分解能
ひょう量

そ
の
他

最大減算式風袋量30kg□DP-6700M（検定品） 精度

10
章

最小測定量

目

1/6000、保証精度

量

最小測定量

1/3000
最大減算式風袋量

ランク選別時詳細設定目量30kg

0.005kg（0 〜 30.000kg）

0.1kg

30kg

0.001kg

60kg

0.01kg（0 〜 60.00kg）

0.2kg

60kg

0.002kg

120kg

0.02kg（0 〜 120.00kg）

0.4kg

120kg

0.01kg最小測定量

最大減算式風袋量

ランク選別時詳細設定目量

0.2kg

30kg

0.002kg□DP-6700L（検定品） 精度
ひょう量
30kg

目

1/3000量0.01kg（0 〜 30.00kg）□DP-6700L（無検定品） 表示分解能
ひょう量
30kg

目

1/6000、保証精度

1/3000量

最小測定量

最大減算式風袋量

ランク選別時詳細設定目量

0.005kg（0 〜 30.000kg）

0.1kg

30kg

0.001kg

５． 表示部
表示管

液晶表示管（7セグメントタイプ）
判定用ランプ（赤、青、黄）

数字サイズ

メイン表示部：W23.5mm×H45mm

表示内容

質量表示

：最大５桁
）

乾電池残量表示（：電池残量サイン（電池残量に応じての３段階表示）安定サイン（）：はかりが安定しているときに点灯

零点サイン（）：零点中に点灯）

正味量サイン（：風袋引中に点灯

プリセット風袋引きサイン(★)
自動サイン（）：自動モード時に点灯）

加算中サイン（
合計サイン（：プリセット風袋引き中に点灯：加算中に点灯）：合計表示中に点灯

定量計量機能サイン（）

チェッカ機能サイン（）

ランク選別機能サイン（：定量計量機能使用中に点灯：チェッカ機能使用中に点灯） ：ランク選別機能使用中に点灯− 51 −

表示内容）

計数機能サイン（：計数機能使用中に点灯

Loサイン（Lo）：マルチファンクション機能使用時に点灯

Hiサイン（Hi）：マルチファンクション機能使用時に点灯

Targetサイン（Target）：マルチファンクション機能使用時に点灯（DP-6700Mのみ））

表示固定中サイン（：表示固定中に点灯）

表示固定モードサイン（：表示固定モード中に点灯（DP-6700Lのみ）
自動風袋サイン（）：自動風袋引き機能有効時に点灯

６． 操作部：電源オン・オフキー、マルチファンクション設定キー：零点リセットキー、設定値入力キー：風袋引きキー、設定値入力キー：マルチファンクション切り替えキー、設定値入力キー：手動加算キー、設定値入力キー：表示固定モードキー（DP-6700Mのみ）※）とを同時に押すとプリセット風袋引きの設定画面に替わります。

７． 機能
零点リセット

零点のずれをリセットします

風袋引き機能ワンタッチ風袋引きで風袋量を引きます

プリセット風袋引き機能

設定した数値の風袋量を引きます

オートオフ機能

乾電池使用時に安定マークが点灯した状態で設定時間が過ぎると、判定用ランプ機能

マルチファンクション使用時に計量状態をランプで知らせます

マルチファンクション機能

定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能（加算式・減算式）、

自動的に電源がオフします

計数機能の４つの機能の総称で、よりスピーディーで正確な計量作業をサポートします（DP-6700Mのみ）
表示固定機能はかりが安定したときに計量値を固定します（DP-6700Lのみ）
自動風袋引き機能

零点の状態から最初に計量した値を風袋物とみなし、その質量値を自動で風袋引きする機能

８． 外観
寸法

：W350mm×D605mm×H795 〜 802mm（DP-6700/DP-6700M）
W356mm×D494.5mm×H552.5 〜 572.5mm（DP-6700L）

自重：約13kg（乾電池込み）

材質：ステンレス製（SUS304）− 52 −

10章
その他

９． 防塵・防水保護
10． 電源IP65
乾電池（単1形乾電池×4本付属）あるいはACアダプタ（オプション）
定格電圧

：DC6V

消費電力

：0.05W

11． 使用条件

使用温度範囲：-10℃ 〜 +40℃

使用湿度範囲：30% 〜 85% R.H.（結露無きこと）

12． 適用法規

日本国計量法新検則（JIS B7611-2 2009 Lレベル）※検定品のみ

13． オプション

専用ACアダプタ（ACアダプタ使用時は非防水）
USBメモリ（工場出荷オプション）
無線通信ユニット（ZBee、BluetoothTM）（工場出荷オプション）（工場出荷オプション）
無線プリンタ（BluetoothTM無線通信ユニット付き）
音声ランク出力ユニット（工場出荷オプション）
ブザー機能（工場出荷オプション）
ステンレス製水平調節脚（工場出荷オプション）※DP-6700Lは、ステンレス製水平調節脚をオプション対応しておりません。
マトリクス組合せ機能（工場出荷オプション）
ベースカバー

10章
その他− 53 −

MAN.NO. CC-215A-08B-JA 17032000Ma