特定不活性ガス
一点式ガス検知警報器
指示警報部 NV-100H
検 知 部
KD-7A

特定不活性ガス（R32）を使用する

冷凍空調機器の冷媒の漏えい検知に高圧ガス保安法「冷凍保安規則」が改正され、「R32」が特定不活性ガスに追加されました（H30.3.30通達）

JRA 4068：2016R に適合（一社）
日本冷凍空調工業会 標準規格 JRA 4068：2016R「冷凍空調機器に関する冷媒漏えい検知警報器要求事項」「性能1」に適合

検知部
KD-7A

1.
2. わかりやすい音声警報
3. 停電に備えた保安電源付

長寿命・安定動作のガス検知部

コスモスガスセンサは、ゼロ点の移動や感度の劣化が小さく、長寿命。
信頼性は、長年の実績で証明されています。

（オプション）

指示警報部
NV-100H

4.
5. 充実のメンテナンスモード
6. 省スペースの小型・軽量タイプ
ゼロサプレッション機能

環境変化によるわずかな指示値の変動をキャンセルするゼロサプレッション機能付き。

ゼロ調整およびスパン調整がきわめて簡単です。

指示警報部は、W113×H204×D71.5mm、約1.5kgのコンパクトサイズです。

特定不活性ガス
一点式ガス検知警報器
様外形寸法図表示（自己保持）
１段目警報ランプ赤点滅＋音声メッセージ
指示警報部 １段目警報：
２段目警報：1、2段目警報ランプ赤点滅＋音声メッセージ

故障

表示

検 知 部
指示警報部

なし
電源ランプ橙点灯＋故障内容表示＋音声メッセージ

検なし

知部

指示警報部

無電圧１ｃ接点トラブル警報 （接点容量：ＡＣ１００Ｖ２Ａ抵抗負荷）
ブザー接点

遅延 遅延モード設定可能（遅延時間：約10秒）

使用

電源

消費

電力部

印加電流200mA

指示警報部

AC100〜200V

検約0.9W知部

指示警報部

AC電源仕様12VA／17VA（保安電源付）DC電源仕様6W

使用蓄電池
保 安 電 源 バックアップ時間（保安電源付のみ） 過放電防止機能
充電時間

温度：ｰ20〜+40℃
湿度：10〜85％RH（但し、絶対湿度1.08〜43.5g/m 結露なきこと）

指示警報部

温度：0〜+40℃
湿度：10〜85％RH（但し、絶対湿度1.08〜43.5g/m 結露なきこと）

知指示警報部
検 知 部
指示警報部
質量
検 知 部
標 準 付 属 品 防雨キャップ
オ プ シ ョ ン 防雨カバー
装色

2-φ5.5

9684

固定ネジ
埋込金具

保安電源なし

140
126

73

2

24-φ5.5

マンセル2.5PB7.0/1.0
マンセルN7.0
保安電源無 約1.5kg 保安電源有 約3.0kg
約250g

36

端子配列図

音声警報の一例
報

パネル

KD-7A用防雨カバー（KW-71）
オプション

ガス検知部
（KD-7A）●当機器は、「 冷凍保安規則」
改正（H30.3.30通達）
で特定不活性ガス対象となったフロンガスのうち、「R32」のみが検知対象となります。

警取付ネジ●パネルカット寸法図

93

使用温湿度範囲

3-φ6107 ＋1−0■検知部

密閉型鉛蓄電池（12V0.8Ah×2）
60分以上
蓄電池終止電圧以下で自動放電停止
約12時間部

検塗50／60Hz（標準）、DC24V（要指定）

70

本体取付ネジで埋込金具を本体背面に取付け、固定ネジでパネルに締め付けてくださ い 。本 体 は 1 . 6 〜6mmの厚さのパネルに取付けることができます。

4〜20mA（標準） 1〜5Ⅴ（要指定）

アナログ出力報知●パネル埋込式について

２段目警報

警

検2-φ6

１段目警報

11020

力なし

113

90出部

●保安電源付

71.5

11080部

知警報出力端子外

検113

220

報

●保安電源なし

234

警■指示警報部

197 ＋1−0

指示警報部：NV-100H
検知部：KD-7A
熱線型半導体式
拡散式
微燃性冷媒ガス R32
0‐10,000ppm
バックライト付LCDバーグラフメータ
1段目警報：5,000ppm 2段目警報：8,000ppm
警報設定値の±25％
警報設定濃度値1.6倍（8,000ppm）の濃度ガスにおいて30秒以内

172
194

型
式
検 知 原 理検 知 方 式検 知 対 象 ガス
検 知 指 示 範 囲
ガス濃度指示計警 報 設 定 値
1段目警報精度
警 報 遅 れ204

仕

指示警報部 NV-100H／検知部 KD-7A

時 「ピッ ピッ ピッ ピッ ガス漏れです」

外部スイッチ
上段端子台

空AS AR

制御機器

N COM ZA1 ZB1 ZA2 ZB2 TA TB BZ

故障警報時 「ピッ ピッ ピッ ピッ 故障です」
安全に関するご注意

下段端子台 （R P）S（N） E●ご使用前に必ず「取扱説明書」
をよくお読みのうえ､正しくお使いください。
●設置工事をともなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

本社
東日本営業部
東京
札幌営業所
仙台営業所
新潟営業所
静岡営業所
北関東出張所
千葉出張所
神奈川出張所
中 部 営 業 部
中部
北陸営業所
西日本営業部
関西
岡山営業所
広島営業所
九州営業所
京滋出張所
姫路出張所

AB

C

D

F

G

H

3Cケーブル
遮断器

ガス検知部・警報器の性能を維持し、安全を確保していただくために取扱説明書に沿って、日常点検および定期点検を実施してください。

PA PB

接地（＋）（ー）AC100/200V（DC24V）

A B C
拡散式ガス検知部
KD-7A＋ ー
アナログ出力4〜20mA（1〜5V）■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 − 5 − 4 T E L（ 0 6 ）6 3 0 8−2 1 1 1（浜松町262ビル3F） T E L（ 0 3 ）5 4 0 3−2 7 0 3■ 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2■ 〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2（札幌センタービル20F） T E L（ 0 1 1 ）2 3 1−1 1 0 1■ 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7（ティエヌビルディング4F） T E L（ 0 2 2 ）2 9 5−6 0 6 1（ファースト米山201） T E L（ 0 2 5 ）3 6 5−1 3 9 0■ 〒950-0916 新潟市中央区米山３-１■ 〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7（三井生命静岡駅前ビル2F） T E L（ 0 5 4 ）2 5 5−1 9 0 1■ 〒330-0855 さいたま市大宮区上小町544（武井ビル2F） T E L（ 0 4 8 ）6 4 3−1 2 2 3■ 〒260-0834 千 葉 市 中 央 区 今 井 1 - 2 3 - 7（ S Y ビ ル 2 F ） T E L（ 0 4 3 ）2 0 9−1 6 5 0■ 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-3-1（新横浜アーバンスクエア6F） T E L（ 0 4 5 ）4 7 3−6 4 5 1■ 〒460-0004 名 古 屋 市 中 区 新 栄 町 2 - 4（ 坂 種 栄ビ ル 7 F ） T E L（ 0 5 2 ）9 5 1−2 6 5 0■ 〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1（アーバンユースフルビル2F） T E L（ 0 7 6 ）2 3 4−5 6 1 1■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 - 5 - 4 T E L（ 0 6 ）6 3 0 8−2 1 1 1■ 〒710-0826 倉 敷 市 老 松 町 2 - 7 - 4（ 倉 敷 ビ ル 5 F ） T E L（ 0 8 6 ）4 3 5−5 0 8 7■ 〒732-0827 広島市南区稲荷町2−16（広島稲荷町第一生命ビル6F） T E L（ 0 8 2 ）5 6 8−2 8 0 0■ 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1（NORITZビル5F） T E L（ 0 9 2 ）4 3 1−1 8 8 1■ 〒520-0044 大津市京町4-4-23（アソルティ大津京町6F） T E L（ 0 7 7 ）5 2 6−8 2 2 2■ 〒670-0965 姫路市東延末3-50（姫路駅南マークビル2F） T E L（ 0 7 9 ）2 2 5−8 9 6 5※本カタログの記載事項は性能向上のため、予告なく変更する場合があります。
※このカタログは、再生紙を使用しています。

（A）2018年10月制作（A）7297-A020