目次へ

２０２１年度技 術 報 告第２０巻

山 形 大 学 工 学 部

技 術 部

目次へ

⼭形⼤学⼯学部 学部⻑ 技術部⻑ 中島健介

技術報告の刊⾏によせて技術報告は今年度で第 20 巻を数えます。⽇本の⼤学における⼯学教育の根幹である実験・実習をはじめ，教育・研究施設，情報基盤システムを⽀える技術職員のアクティビティの⾼さは⼯学部における教育・研究の質の⾼さを⽰す指標でもあります。そういった意味から，
この技術報告は，技術室職員各位が⽇々多岐にわたる教育研究⽀援業務に忙しい中，その活動を記録し続けているものであり，⼯学部の貴重な刊⾏資料となっています。
⼀⽅，多岐にわたる教育・研究⽀援業務の中，過去数年間にわたる技術職員の採⽤抑制による職員数の減少は，⽀援業務に⽋かせない様々な技術やノウハウの伝承に⽀障をきたすな
ど，技術室のおかれた状況には厳しいものがあると認識しています。技術職員のアクティビ
ティ向上には，個々の⾃⼰啓発活動に依るところが⼤であることは⾔うまでもありません。
この技術報告は，そういった厳しい状況の中でも⼯学部の技術職員が⾃⼰研鑽に意欲的に取り組んでいる証でもあります。先にも書いた通り，技術室が担う教育・研究⽀援業務は多岐にわたり，職場環境も多様であることから，⼀体的な業務改⾰は容易ではありませんが，技術職員が⾃らの意思で⾃⼰研鑽に取り組み，レベルアップを図ることができるよう，技術室が担う業務の在り⽅を⼀から⾒直す時期に来ているのではないかと思います。
今後も技術職員の皆さんが⾃⼰研鑽を重ね，実のある技術報告を刊⾏し続けていかれることを期待して巻頭のあいさつといたします。

−1 −

目次へ
2021 年度 技術報告 目次
巻頭言「技術報告の刊行によせて」 .................................................. 技術部長 中島健介

1

技術部活動報告2021 年度 技術部活動報告 .................................................. 統括技術長 山吉康弘

72021 年度 技術部企画室会議日誌 ............................ 企画室書記担当 鈴木貴彦・佐々木貴史

82021 年度 研修部会活動報告 .................................................. 研修部会長 堺三洋

122021 年度 広報部会活動報告 ................................................ 広報部会長 榎本正則

142021 年度 機器開発技術室活動報告 .............................................. 技術長 鈴木貴彦

152021 年度 情報技術室活動報告 .................................................. 技術長 榎本正則

162021 年度 機器分析技術室活動報告 .................................... 技術長 松葉滋・佐々木貴史

172021 年度 計測技術室活動報告 .......................................... 技術長 大竹哲也・堺三洋

182021 年度 技術部各種委員会委員名簿 .............................................................. 192021 年度 技術部組織図 .......................................................................... 20

技術部技術職員研修報告
研修実施要項 .................................................................................

23

技術発表会プログラム・発表要旨 ...............................................................

24

深層学習を HP に組み込む方法とそのシステム構成の検討 .................................. 鈴木裕幸

25

深層学習を活用した高精度ナンバープレート検出法の検討 ................................. 佐藤伸一

27

AI デザイン教育研究推進センターのディープラーニングシステムを利用した深層学習の実行法 . 川口敏史

29

SSL_VPN サービスの設計と新システムへの移行 .......................................... 佐藤早徒

31

新型コロナウイルス不活性化を目的とする UVC ランプ強度分布計測 ......................... 堺三洋

33

Measurement of UVC lamp intensity distribution for inactivation of COVID-19
薬品管理システム「IASO」の操作簡略化の検討 ............................................ 佐藤翼

37

東北地区国立大学法人等技術職員研修報告
令和３年度東北地区国立大学法人等技術職員研修報告 .................................... 鈴木裕幸

45

令和３年度東北地区国立大学法人等技術職員研修報告 .................................... 増田純平

46

令和３年度東北地区国立大学法人等技術職員研修報告 .................................... 佐藤伸一

47

令和３年度東北地区国立大学法人等技術職員研修報告 .................................... 高橋尚矢

48

令和３年度東北地区国立大学法人等技術職員研修報告 .................................. 佐々木貴史

49

令和３年度東北地区国立大学法人等技術職員研修 技術発表会要旨 ...................... 佐々木貴史

50

日本学術振興会 科学研究費助成事業（奨励研究）
ミトコンドリア DNA 高精度定量システムを利用した受精卵品質評価法の確立 ............... 坂原聖士

56

個別研修報告第 38 回 合同シンポジウム ............................................................. 水沼里美

59

第 88 回日本分析化学会有機微量分析研究懇談会 第 116 回計測自動制御学会力学量計測部会
令和 3 年度 機器・分析技術研究会 in 山口宇部（オンライン） .......................... 佐々木貴史

60

第 36 回 元素分析技術研究会 ........................................................... 水沼里美

61

実験・実習技術研究会 2022 東京工業大学（オンライン） .................................. 山吉康弘

62

実験・実習技術研究会 2022 東京工業大学（オンライン） .................................. 鈴木泰彦

63

−3 −

目次へ
第 47 回 分析機器 NMR ユーザーズミーティング ............................................. 水口敬

64

特別研修報告薬品管理支援システムへの web 入力操作簡略化の検討 ...................................... 佐藤翼

67

環境・安全衛生管理活動報告
令和３年度 環境・安全衛生管理活動報告 ........................... 環境・安全衛生担当 鈴木泰彦

71

技術談話報告技術談話ポスター .............................................................................

75

技術職員として研究支援に携わって 42 年と 26 日 ...................................... 山吉康弘

76

有機 EL 照明開発 実用化に至らなかった開発品 ......................................... 井上正宜

83

地域貢献活動報告
高畠町 かめおか秋まつり「理科工作・実験教室」 実施報告 ..................

地域連携担当 松葉滋

87

技術部職員活動実績リスト ...................................................................

91

編集後記 ............................................................................ 広報部会

93

−4 −

目次へ

技術部活動報告
・技術部活動報告・技術部企画室会議日誌(2021年4月～2022年3月)

・研修部会活動報告
・広報部会活動報告
・機器開発技術室活動報告
・情報技術室活動報告
・機器分析技術室活動報告
・計測技術室活動報告
・技術部各種委員会委員名簿
・技術部組織図目次へ

2021 年度技術部活動報告
統括技術長
１．技術部の体制
昨年度末に継続雇用職員 3 名が退職し，今
年度は 4 年連続で新規採用がなかったため，正職員が 31 名，継続雇用職員が 7 名の，総勢で昨年度より 3 名減の 38 名の体制となった。内，正職員 1 名は今年度まで 2 年間，新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）に出向中であったが，担当プロジェクトの都
合で来年度も出向を継続することになった。
２．活動の概要
一昨年来から流行が続いている新型コロ
ナウイルスは新たな変異株が次々に現れ，技術部の活動は昨年度に続いてその影響を受けることになったが，今年度はウィズコロナ
を意識して活動を行った。個別研修は，前期2 件，
後期 4 件を全てオンラインで実施した。
地域貢献活動は，近隣の地区公民館からの依頼を受けて 10 月に実施したが，屋外の仮設
テントにおいて液体窒素に関する実験の実演を入れ替え制で見学してもらう形式で行った。昨年度は開催を中止した技術職員研修
は，例年よりも半年遅れの 3/2 に技術発表会のみを実施した。収容定員が参加予定人数の2 倍を優に超える広い会場とオンラインのハ
イブリッド形式で行い，6 件の発表があった。
ハイブリッド開催は初めてであったが研修部会の尽力で大きなトラブルもなく完遂した。2 年連続で中止した技術談話会は技術発表会と同じ日の午後にハイブリッド形式で実施し，2 件の講演があった。1 年半ぶりの技術交流の場であったので，両会ともに活発な意見交換が行われた。コロナの終息はまだ不透明ではあるが，今後はポストコロナを見据えながら活動していく必要がある。
３．特別研修とパソコン更新補助制度の創設
これまで個別研修制度によって講習会やセミナーへの参加などの活動を支援してきたが，科研費申請のための予備検討や地域貢献の新規テーマ創出，能力向上と自己啓発な
どの自発的な活動を支援するために特別研修制度を創設した。今年度は薬品管理システ

山吉康弘

ムの登録作業の効率化を目的とした活動に対して支援を行なった。また，業務用の PCは新規採用時に技術部から支給してきたが，その後の更新は外部資金獲得等の個人の努力に任せてきたのが実情であった。故障や老朽化，
OS のサポート終了などによって PC を必要とする業務が停滞しないように，PC の更新費用の一部を補助する制度を導入した。
今年度は希望のあった 4 名に対して補助を行った。今後も自発的な活動や業務の円滑化のために活用していってほしい。
４．今年度の動向と今後の課題
今年度から技術職員 1 名の体制となる予定であった学術情報基盤センターに技術部の要求によって事務担当者が配置された。
2019 年度から続いてきた技術職員の新規採用の抑制が 2/15 の通知をもって解除され，早ければ来年度中に新規採用が実現する運びになった。また，負担過多が深刻だった機械実習と実験の担当は，来年度から学生実験の担当を当該学科の教員に移行することで負担軽減が見込まれる状況になった。技術部が継続して訴えてきたことにようやく明るい兆しが見えてきたが，引き続き今後の動向を注視していく必要がある。来年度は建築・デザイン学科が米沢キャンパスに移行してくるので，具体的な支援を求められる可能性がある。また，技術職員が研究支援を行なっている複数の教員が来年度から次々と定年退職を迎える予定である。当該技術職員の新
たな研究支援先を検討する際は適切な対応が必要である。これらの課題に対して，新年度から就任される黒田新技術部長と大竹新統括の下で協力して対処していってほしい。
５．謝辞
長年，技術部に多大な貢献をいただいた村上聡氏が今年度末に継続雇用期間満了でご退職される。この場をお借りして感謝申し上げる。最後に定年のため今年度末で統括を退任する。任期中の 2 年間，技術部の皆様には多大なご協力をいただき感謝申し上げる。

−7 −

目次へ

2021 年度 技術部企画室会議日誌（2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日）

技術部企画室書記担当 鈴木貴彦，佐々木貴史
１．はじめに2021 年度に開催された企画室会議のアウトラインを記す。詳しくは配布済みの議事録を参照されたい。

2021 年度第 1 回技術部企画室会議
日時：2020 年 4 月 22 日(水) 9：00～10：00
Ａ．報告事項：１．米沢キャンパス運営会
議報告（4/20） I．協議事項：４．在宅勤務に係る取扱いについて ６．10 号館火災に係る被害物品等の補償について Ⅱ．報告
事項：１．教育研究評議会（令和３年４月１４日）からの報告について ２．2020 年度受
託研究・共同研究・奨学寄附金・学術指導の受入について ３．令和３年 度科学研究費補助金採択状況について（速報版） III．
その他：１．米沢キャンパスの新型コロナウ
イルスに係る現状について ２．第 34・35
回新型コロナウイルスに係る総合対策本部
会議を受けての米沢キャンパスにおける対応について ４．構内車輌動線について ２．
工学部運営会議報告（4/20） I．協議事項：
１．令和３年度吾妻祭の日程（案）について
Ⅱ．報告事項：５．令和３年度工学部入試関係予定表について ６．令和３年度教員表（学部・博士前期・博士後期）について ８．授業目的公衆送信に係る利用報告書の作成について ３．研修部会報告：前期個別研修の承認 ４．広報部会報告：広報部会委員による地域貢献活動への協力依頼の承諾 ５．地域連携報告：ものづくり体験塾の開催可否の検討について ６．総務会計報告：2020 年度
予算決算案の承認 ８. その他：１）安全衛生委員会（3/11） ２）学情センターへの事
務職員配置 ３）科研費の奨励研究内定について Ｃ．連絡事項： １．外部機関技術報−8 −

告集等 １）早稲田大学理工学術院統合事
務・技術センター技術部：技報第 49 号 ２）
大阪大学産業科学研究所技術室：2019 年度
技術室報告誌 ３）大阪大学産業科学研究所
技術室：2020 年度技術室報告 ４）富山大学
五福地区技術部：技術部報告集第 1 号 ５）
山梨大学工学部付属ものづくり教育実践セ
ンター：活動報告書第８号 ２．2021 年度の技術研究会等の開催予定 ３．2021 年度業
務依頼書および 2020 年度業務報告書の提出について2021 年度第 2 回技術部企画室会議
日時：2020 年 5 月 20 日(木) 9：00～10：10
Ａ．報告事項 １．米沢キャンパス運営会
議報告（5/18）Ⅰ．協議事項 ３．科学フェス
ティバルについて ４．令和２年度決算報告(案)について Ⅱ．報告事項 ２．2021 年
度受託研究・共同研究・奨学寄附金・学術指導の受入について Ⅲ．その他 １．第 36
回新型コロナウイルスに係る総合対策本部
会議からの報告について ３．緑化整備と英語アクティビティとのジョイント企画について ２．工学部運営会議報告（5/18） Ⅰ．
協議事項 ２．2021 年度春季学生大会に伴う休講措置について ６．アクティブラーニ
ングスペースの利用について １５．令和３
年度オープンキャンパスについて Ⅱ．報告
事項 ６．学術情報基盤センター実習用ＰＣ
及びサーバーについて ３．研修部会報告：
談話会および技術報告会の開催条件および
日程 ４．広報部会報告：技術報告発行の承認 ７．専門分野技術室関連報告 １）情報技術室：，HP 保守を行っている 4 拠点の更新作業 Ｂ．審議事項 １．PC 更新費用の補助について Ｃ．連絡事項 １．外部機関技目次へ

術報告集等 １）東京大学物性研究所技術部：2020 年技術・業務レポート Vol.16 ２）神戸大学大学院工学研究科技術室：技術報告2020 第 27 号 ３）山口大学技術部：技術報
告集第 21 巻 ４）東北大学多元物質科学研
究所：技術室報告 第 12 号 2021.3 ５）宇都宮大学工学部・工学研究科技術部：技術部
報告集 第 7 号 ６）大阪大学大学院工学研究科技術部，報告集 2021 年 3 月

2021 年度第 3 回技術部企画室会議
日時：2021 年 6 月 17 日（木）9:00～10:00
Ａ．報告事項 １．米沢キャンパス運営会
議報告（６/１５） I．協議事項 ３．令和
3 年度予算配分について ６．8 号館１F ア
トリウムの展示について Ⅱ．報告事項 １．
教育研究評議会（令和３年６月９日）からの報告について ２．2021 年度受託研究・共同研究・奨学寄附金・学術指導の受入について ３．山形大学基金「やまだい未来へつなぐプロジェクト」の申請について III．その他 １．第 37・38 回新型コロナウイルスに係る総合対策本部会議からの報告について ２．工学部運営会議報告（６/１５）Ⅱ．
報告事項 ３．令和３年度後期実験・実習科
目に係る対応について ７．令和４年度大学入学者選抜実施要領について Ⅲ．その他
１．入試支援業務への学生 AA 採用について
３．研修部会報告：前期個別研修の追加募集
５．地域連携報告：理科実験教室の依頼辞退
６．総務会計報告：パソコン更新補助４名の承認 ８. その他 １）業務依頼書の承認結果について Ｂ．審議事項 １．特別研修の審査 Ｃ．連絡事項 １．令和３年度東北地区技術職員研修の日程案について ２．総合技術研究会 2023 の開催中止について

2021 年度第 4 回技術部企画室会議
日時：2020 年 7 月 26 日(月) 9:00～10:25
Ａ．報告事項 １．米沢キャンパス運営会
議報告 （7/20） Ⅰ．協議事項 ６．学際融合グローバル研究者育成東北イニシアティ−9 −ブへ参加する研究者のための山形大学工学
部共同機器分析センター使用に関する申し合わせについて Ⅱ．報告事項 １．教育研究評議会（令和 3 年 7 月 14 日）からの報告について ２．2021 年度受託研究・共同研
究・奨学寄附金・学術指導の受入について
Ⅲ．その他 １．第 40 回新型コロナウイル
スに係る総合対策本部会議からの報告について ２．令和 3 年度予算の早期執行についてのお願い ２．工学部運営会議報告（7/20) Ⅲ．その他 １．対面オープンキャ
ンパスの中止について ３．研修部会報告：
個別研修の追加募集への応募・承認 ６．総務・会計：昨年度の決算の修正について ８．
その他 １．6/18 の安全衛生委員会の報告
２．7/21 の安全衛生委員会の報告 ３．令和
3 年度東北地区国立大学法人等技術職員研修の開催通知について Ｂ．審議事項 １．
2021 年度技術部予算について Ｃ．連絡事
項 １．外部機関技術報告集等 (1) 群馬大
学理工学系技術部：技術部報告集 第 19 号
（令和 2 年度） (2) 岩手県工業技術センタ
ー：技術情報 (2021.6 No.41) (3) 京都大
学大学院工学研究科 技術部報告集（第 18 集）(4) 大阪大学大学院工学研究科：2021 年 3
月 技術部報告集 (5) 筑波大学研究基盤
総合センター工作部門：2021 年 4 月 工作ニ
ュース (6) 新潟大学工学部 技術部：2021
年 5 月 技術部報告集 (7) 信州大学長野（工学）キャンパス技術部：令和２年度技術部報告集 ２．工学部 110 周年史の発行について2021 年度第 5 回技術部企画室会議
日時：2021 年 9 月 27 日（木）9:00～10：00
Ａ．報告事項
１．米沢キャンパス運営
会議報告（9/21） I．協議事項 ３．令和
４年度大学入学共通テスト及び一般選抜の入構規制について ４．構内車輌入構プランについて Ⅱ．報告事項 ２．薬品管理シス
テム IASO の運用ルールについて ５． 2021
年度受託研究・共同研究・奨学寄附金・学術指導の受入について ６．消防立入検査につ目次へ

いて III．その他 １．第 43 回新型コロ
ナウイルスに係る総合対策本部会議及び職域接種の報告について ４．令和３事業年度における決算の早期化について ２．工学部
運営会議報告（9/21） Ⅰ．協議事項 １．
秋季学生大会における休講措置について
Ⅱ．報告事項 ３．令和３年度吾妻祭について ３．研修部会報告：後期個別研修申請の締め切り ５．地域連携報告：畠亀岡地区秋まつりからの理科実験教室開催依頼についておよび 12 月体験塾の中止 ６．総務会計報告:電話番号簿修正の対応を行った。 ８.
その他 １）安全衛生委員会 ２）コロナワ
クチン接種協力スタッフの件 ３）R3 年東北地区技術職員研修について Ｃ．連絡事項
１．主な技術研究会の今後の開催予定について ２．個人調書追加分の提出依頼ついて
３．外部機関技術報告集等 １）九州大学応用力学研究所技術室：技術室報告 Vol.3 ２）
岩手大学技術部：技術部報告 第 14 巻（2021）
４）愛媛大学工学部等 技術部：技術部活動
報告集 Vol.20(2020) ５）京都工芸繊維大学高度技術支援センター：高度技術支援セン
ター技術報告集 Vol.15 2020 ６)九州工業大学飯塚キャンパス技術部：令和 2 年度技術部報告集 第 16 号

2021 年度第 6 回技術部企画室会議
日時：2021 年 10 月 21 日（木）9:00～9:35
Ａ．報告事項：１．米沢キャンパス運営会議
報告（10/19） Ⅰ．協議事項： ４．山形大学米沢キャンパス危機管理マニュアルの改訂
５．令和４年度以降の電子ジャーナル購読の検討 Ⅱ．報告事項： ２．教育研究評議会（令和３年１０月１３日）からの報告 ３．2021 年
度受託研究・共同研究・奨学寄附金・学術指導の受入 ５．米沢キャンパス等電力自由化契約 ６．
米沢キャンパス防災訓練 Ⅲ．その他 １．第44 回新型コロナウイルスに係る総合対策本部
会議からの報告 ３．会計実地検査 ２．工学部
運営会議報告（10/19） Ⅱ．報告事項： ７．
統括教育ディレクター会議（令和３年１０月１４日）からの報告 Ⅲ．その他 １．学校推薦

型選抜Ⅰ及び一般選抜における面接実施に係る面接室等 ３．研修部会報告 後期個別研修の追加募集 ５．地域連携報告 10/17(日)に亀岡の秋祭りにて理科工作実験教室を実施
６．総務会計報告 ・技術部予算の再配分 ８.
その他 後期フレックスコース授業担当に伴う勤務時間割り振り 意向調書について Ｃ．
連絡事項：１．外部機関技術報告集等 ２．
「大阪大学接合科学研究所セミナー」の案内 ３．
個人調書追加分の提出

2021 年度第 7 回技術部企画室会議
日時：2021 年 11 月 18 日（木）9:00～10：00
Ａ．報告事項：１．米沢キャンパス運営会議
報告（11/16） Ⅰ．協議事項：４．令和３年度補正予算（案） Ⅱ．報告事項：２．消防立入検査の実施結果 ３．2021 年度受託研究・共同研
究・奨学寄付金・学術指導の受入 ４．第 45 回
新型コロナウイルスに係る総合対策本部会議からの報告 ５．米沢キャンパスケヤキ並木等に関する持続方針（案） ６．防災訓練の実施
２．工学部運営会議報告（11/18） Ⅰ．協議事項：１．令和３年度学位記授与式の実施に係る検討 ３．研修部会報告：後期個別研修申込
み 1 件、追加募集 3 件を承認 ８. その他：
１）フレックスコース授業担当に伴う勤務時間割り振り 2）意向調書 3） 学校推薦型選抜
Ⅰの建築・デザイン学科の受験生誘導員 Ｂ．
審議事項：技術部補正予算 C．連絡事項：１．
外部機関技術報告集等

2021 年度第 8 回技術部企画室会議
日時：2021 年 12 月 16 日（木）9:00～9:20
Ａ．報告事項：１．米沢キャンパス運営会議
報告（12/14） Ⅱ．報告事項：２．第 46 回新型コロナウイルスに係る総合対策本部会議からの報告 2021 年度受託研究・共同研究・奨学寄附金・学術指導の受入
２．工学部運営会議報告（12/1４4）
Ⅱ．報告事項：６ 理工学研究科博士後期課程の改組について ３．研修部会報告：12/9 に技術発表会・技術談話会の申し込み案内をメール配信した ６．総務会計報告：1 月末までに、各技術室予算の早期執行を完了のこと ８.

−10 −

目次へ

その他：１）第二回東北地区技術職員研修作業
部会の報告 ２）共通テストの整理業務の依頼について Ｃ．連絡事項：外部機関技術報告集等

2021 年度第 9 回技術部企画室会議
日時：2022 年 1 月 20 日（木）9:00～9:25
Ａ．報告事項：１．米沢キャンパス運営会議
報告（1/18） Ⅰ．協議事項：９．山形大学工学部共同機器分析センター規程の一部改正 １０．概算要求（施設整備） Ⅱ．報告事項：２．
2021 年度受託研究・共同研究・奨学寄附金・学術指導の受入 Ⅲ．その他：１．第 47 回新型コ
ロナウイルスに係る総合対策本部会議からの報
告 ３．研修部会報告：技術発表会・技術談話
会の募 a 集 ４．広報部会報告：技術報告集の構成を検討し原稿を依頼する予定 ６．総務会
計報告 ８. その他：1）12/17 安全衛生委
員会開催 2)共同機器分析センター構成員会議（12/21）報告 3）フレックスコース授業担当に伴う勤務時間割振の解除 Ｃ．連絡事項：１．
外部機関技術報告集等

2021 年度第 10 回技術部企画室会議
日時：2022 年 2 月 17 日（木）9:00～9:40
Ａ．報告事項：１．米沢キャンパス運営会議
報告（2/15） Ⅰ．報告事項： ３．2021 年度
受託研究・共同研究・奨学寄附金・学術指導の受
入 Ⅲ．その他：１． 第 49 回新型コロナウイ
ルスに係る総合対策本部会議からの報告 ３．
研修部会報告 3/2 の技術発表会および談話
会は、みらいホールと zoom 配信のハイブリッド方式での開催 ４．広報部会報告 今年
度の技術報告集の目次案 ５．地域連携報告
1/21 に南部コミュニティーセンターより理科実験工作教室(8/1 開講希望)の依頼があり、来年度にコロナの状況を見て受入等を検討することとした ６．総務会計報告 技術部の予算は全額執行済み ８. その他：１）令和
２年度東北地区国立大学法人等技術職員研修の報告 ２）技術部長との懇談会報告 Ｃ．
連絡事項：１．外部機関技術報告集等 ２．
次期プログラムリーダーについて

2021 年度第 11 回技術部企画室会議
日時：2022 年 3 月 17 日（木）15:00～15:35
Ａ．報告事項：１．米沢キャンパス運営会
議報告（3/15） Ⅰ．協議事項：14.令和４年度予算関係審議等日程について 16.令和５
年度の概算要求（教育研究組織整備）について 18.山形大学工学部共同機器分析センタ
ー規程の一部改正について Ⅱ．報告事項：
２．2021 年度 2 月承認分の受託研究・共同
研究・奨学寄附金・学術指導の受入について
Ⅲ．その他：１．第 50 回新型コロナウイル
スに係る総合対策本部会議を受けての米沢キャンパスにおける対応について 2．使用電力量について２．工学部運営会議報告（3/15） Ⅰ．協議事項：
7.令和５年度大学院博士前期課程入学試験
日程について 8.令和５年度第３年次編入学
試験日程等について ３．研修部会報告：技術発表会の出席状況：出席(常勤職員)29 名(会場 17 名＋オンライン 12 名), 欠席 1 名
４．広報部会報告 ８. その他：１）技術職
員の新規採用について ３）2022 年度の教育プログラムリーダーについて ４）安全衛生委員会（3/18）報告 Ｂ．審議事項：１．
2021 年度技術部予算決算について ２．特別研修の修了について Ｃ．連絡事項：１）外部機関技術報告集等 ２）2022 年度以降の主な技術研究会の案内について ３）大学の技術職員の交流の場の紹介について 会議終了後，統括より退任の挨拶とこれまでの協力に対して御礼があった。

−11 −

目次へ

2021（R3）年度 研修部会活動報告
部会長 堺 三洋
１．はじめに３－３．部会会議

今年度もコロナ感染拡大に歯止めがかからず、対面での研修、出張が困難な状況で活動を行った。一方で、ハイブリッド（会場とオンライン併用）にて技術発表会と技術談話会を開催したので概要報告と研修部会の通年活動を報告する。

会議はすべてオンライン（Zoom）開催とした。
・4/21 第 1 回研修部会会議（Zoom）
・5/19 第 2 回研修部会会議（Zoom）
・10/12 第 3 回研修部会会議（Zoom）
・2/8
第 4 回研修部会会議（Zoom）

４．技術発表会
２．研修部会委員
部会長 堺 三洋（企画室会議,技術長）
副部会長 鈴木貴彦（企画室会議,技術長）
委 員 井元 滝（機器開発技術室）
高橋尚矢（情報技術室）
水野善幸（機器分析技術室）
根本昭彦（計測技術室）
佐藤伸一（計測技術室）

３．活動記録３－１．個別研修、特別研修
・3/15 前期個別研修募集開始
・4/16 前期個別研修募集締切（応募 1 件、承認）
・5/7 特別研修募集開始
・5/31 特別研修募集締切（応募 1 件、承認）
・6/14 前期個別研修（追加）募集開始
・6/28 前期個別研修（追加）募集締切（応募 1 件、承認）
・8/25 後期個別研修募集開始
・9/30 後期個別研修募集締切（応募 1 件、承認）
・10/21 後期個別研修（追加）募集開始
・11/10 後期個別研修（追加）募集締切（応募 3 件、全て承認）

日時：2022 年 3 月 2 日 9:50～12:10
会場：11 号館未来ホール
発表形式：ハイブリッド（Zoom 併用）（講演時間 15 分、質疑応答 5 分）
昨年度はコロナ感染拡大のため開催を見送ったが、今年度はハイブリッド形式で開催することができた。発表件数は 6 件であり、発表者全員が会場にて講演を行った。技術部
主催として初のハイブリッド開催であるた
め、機材の準備や、配信確認に手間と時間を要したが、無事に会を終えることができた。
準備に協力頂いた研修部会全員の力が結集できた成果だと感じている。また、会場として 11 号館未来ホールを選択していたため、新しい機材とインターネット接続環境が整っていたことも功を奏した。図 1 に技術部常勤職員の参加形態を示す。会場参加者数には講演者と研修部会スタッフも含まれている。
3.3

会場

40

オンライン

56.6

欠席

３－２．技術発表会、技術談話会
・12/9 技術発表会募集開始
・12/9 技術談話会募集開始
・1/31 技術発表会募集締切（応募 6 件、全て承認）
・1/31 技術談話会募集締切（応募 2 件、全て承認）

図 1 技術発表会開催時の参加形態（会場：56.6%,オンライン 40.0％）

−12 −

目次へ

５．技術談話会

７．特別研修

日時：2022 年 3 月 2 日 13:30～15:30
会場：11 号館未来ホール
発表形式：ハイブリッド（Zoom 併用）（講演時間 約 40 分、質疑応答 10 分）

今年度のみ研修部会にて担当する約束で特別研修募集取り纏めを行った。
その結果 1 件応募で下記内容を採択した。
テーマ：「薬品管理支援システムへの web 入
力操作簡略化の検討」
氏名：佐藤翼（機器分析）【特別研修の概要】
・科学研究費助成事業等の競争的研究資金
応募のための予備検討・調査に関わる活動
・理科工作・実験教室等のテーマ開発・調査などの地域貢献に関わる活動
・その他，技術開発能力および資質の向上，
自己啓発に関わる活動【支援金額】
・1 件につき最大 10 万円

前回の談話会は 2018 年 3 月開催であった
ため 4 年ぶりの開催となった。山吉康弘技術専門員（統括技術長）と井上正宜技術専門職員（イノベーションセンター）の 2 件の講演を行った。

８．おわりに
技術発表会、談話会をハイブリッド形態で開催できたことは今後の技術部活動に非常に役立つ経験だったと感じている。更に技術発表会では 3 名の若手技術職員が連携したテーマで発表されていたことは非常に喜ばしいことと思える。

写真 1 技術談話会（会場の様子）

６．個別研修今年度は通期で 6 件の応募があり全て承認した。内訳は前期 2 件、後期 4 件、全てがオンライン形式での開催であった。

図 2 ハイブリッド開催機材の接続イメージ図

−13 −

目次へ

2021 年度 広報部会活動報告
山形大学工学部 技術部広報部会 榎本 正則
１．運営体制2-2. 科学フェスティバルガイドブック担当業務

今年度は部会員の任期 2 年目であるのでメンバーの変更はなく部会長と副部会長を入れ替えて活動を行った。

本年度も昨年度同様にコロナウイルス感染防止の

部会長
榎本 正則
副部会長 佐々木 貴史
委員
鈴木 裕幸
伊藤 雄太
川口 敏史

情報技術室技術長
機器分析技術室技術長
情報技術室
機器分析技術室
計測技術室

観点からイベントが中止となり、上記業務は実施しなかった。
2-3. 技術報告担当業務
部会委員によって上記報告書の編集および校閲作業を実施した。2022 年 5 月に報告書を技術部
ホームページから Web 配信する予定である。

２．活動報告３．謝辞

本年度の広報部会における主な活動に関して以下に報告する。

例年 9 月に開催している技術職員研修ですが今
年は 3 月に開催されました。
（昨年度はコロナ禍のため中止）このため技術報告集の原稿集約を遅く

2-1. 技術部ホームページの更新・運用業務
技術部ホームページの更新作業は、鈴木裕幸氏が担当した。

しました。このような状況の中ご寄稿ありがとうごいます。
また、校閲や編集に協力下さいました広報部会
委員の皆さまにこの場をお借りしまして深くお礼申し上げます。

図 1.技術部 HP
主な更新項目は下記のとおりである。
お知らせ一覧
2021/5/27
技術部組織図の差し替え
2021/11/12
理科工作・実験教室 かめおか秋まつり実施報告（2021/10/17 開催、高畠町亀岡地区公民館）

−14 −

目次へ

2021 年度 機器開発技術室活動報告
山形大学工学部 技術部機器開発技術室 鈴木貴彦
１．運営体制の概要

時間の推移をグラフ化したものである。日本にお本年度の機器開発技術室には、昨年度と変わらけるコロナ感染が認知されたのが 2019 年度の 1
月以降であったため、2019 年度中の研究活動にはず 5 名の職員が所属している(表 1)。
表 1 業務分野別の人員配置の内訳

コロナ禍はほとんど影響を与えておらず、図 1 がものづくりセンター示すように工作依頼件数も職員以外(＝学生自身)

常駐

協力職員

の利用時間も過去 5 年間で最大であった。そして

支援

機械!"#! !!

!$#! !!

コロナ禍が本格化した 2020 年度では工作依頼件

学科

電気!%#! "!

!&#! #!

数が約 40%減少し、職員以外の利用時間は約 15%

表 1 中、ものづくりセンターに常駐して機械加減少した。続いて本年度(2021)になると、工作依工の依頼を受けたり、学生が自ら工作機械を操作

頼件数は昨年度(2020) とほとんど変わらないして加工する際に指導を行うことを主業務とする(-5%)一方、職員以外の利用時間は更に 36%減少し

常駐職員(センター系)が 2 名(1)、また機械システている。よってコロナ禍でも 100 件程度の工作依

ム工学科の研究室での研究支援が主たる業務がで頼があることから一定程度の研究のアクティビテ

ある協力職員(教室系)が 2 名(3)である。そして小ィは維持されているものの、学生自らが工作機械職(4)は情報・エレクトロニクス学科(電気系)の研を動かして加工するような形態が大きく減少した究室に常駐する教室系職員であり、ものづくりセ
ンターに対しては協力職員という立場にある。また室員 5 名(1)(3)(4)全員が、各々が支援する学科ののではないかと推察される。２年連続で「ものづくりセンター加工技術研修」が実施できなかった影響も考えられる。感染状況の先行きは不透明ではあるが早期の状況改善を願うばかりである。

学生実験もしくは実習を担当している。

３．教育プログラム支援

２．ものづくりセンター運営

技術職員の採用停止措置は本年度も続いており、上述の通り、ものづくりセンターの運営は常駐
職員 2 名(1)が主体となって日常の各種業務を行っている。2020 年 4 月～2021 年 2 月末までのものづ
くりセンター利用総時間は 2,106 時間(前年度比

定年退職者が生じても新規採用ができない状況にある。その結果、機械系の実験・実習を担当している 4 名(1)(3)の業務負担が重くなっている。また-609 時間(-22%))、工作依頼件数は 100 件(前年度実習を担当していた協力職員(3)のうち 1 名の再雇

比-5 件(-5%))であった。図 1 は、直近 5 年間の工用期間が次年度(2022)で終了となるので、2023 年

作依頼件数と職員以外のものづくりセンター利用

度からは担当者不足により機械系の実験・実習がこれまで通りは実施できない事態となる。そこで
1 年前倒しで次年度から新体制を組んで対応することとなった。まず実験については全て教員に対応してもらい、実習については足りなくなった技
術職員でも実施できるように自習(座学)も組み入れて「実際に手を動かす実習」を減らすことで対応する。合わせて実習内容も見直して可能な限り教育効果を落とさないように工夫した。もちろん

図 1 工作依頼件数と職員以外のものづくり
センター利用時間の推移

本来は必要な職員を採用して担当職員の負担減と技術の継承を行う必要があることに変わりは無い。

−15 −

目次へ

２０２１年度 情報技術室活動報告
山形大学工学部 技術部情報技術室 榎本正則
１．はじめに情報技術室は情報処理システム分野および情報メディアコンテンツ分野における高度に専門的な技術業務及び技術開発を行っている。メンバーは元技術長の鈴木(勝)が抜けて 9 名（榎本正則、三浦信一、菊地真也、相澤悠樹、鈴木裕幸、
高橋尚矢、佐藤早徒、石谷幹夫、鈴木秀茂）で活動をしている。

③Web サイト制作
第 10 回 日・独ジョイントワークショップの HP
作成

２．主な活動
情報技術室では学内から Web サイトの制作・更新・保守および映像制作・撮影などメディア・コ
ンテンツ制作・開発の技術支援業務の依頼を有償（技術料の振替払い）にて実施している。今年度
は下記業務を実施した。
1) Web サイトの制作・更新業務① Web サイトの保守作業
今年度も昨年度同様に以下の 4 拠点より業務依頼を受けホームページの保守作業を行っている。
・インクジェット開発センター
・イノベーションセンター（INOEL ,YU-FLEC,YU-FIC）・オープンイノベーション推進本部
・山形大学図書館保守の内容は以下の項目を実施
・WordPress
コアアップデート（年 1 回）
プラグインアップデート（年 1 回）
緊急アップデート(※)
・バックアップ（月 1 回）の実施
・テストサーバーによる Web サイト検証
・メール・電話でのサポート及び相談の対応(※）
緊急アップデートは 4 月と 5 月に WordPress
脆弱性が見つかったため各拠点のアップデートを実施した。

図−１ 日・独ジョイントワークショップ HP
2) 映像制作・撮影
今年度は軒並みイベントが中止となり撮影・編集の依頼が全くなかった。
所有しているドローンを用いて重要文化財の3D マッピング化を行った。

図−2 工学部重要文化財３D マッピング

３．自己研鑽
例年であれば 11 月開催の AdobeMAX や 2 月
開催の CP+に出向き参加するが、昨年度同様に
今年度は共にオンライン開催となったため各自登録し受講した。

技術的な問い合わせは２件あり。

４．来年度の活動②Web サイトの変更・追加
主に上記にある４拠点より HP の変更・追加などの依頼を４件受けた。

ドローン（３機）で作成した３D マッピングの応用などを検討している。

−16 −

目次へ

２０２１年度

機器分析技術室の活動報告

山形大学工学部 技術部 機器分析技術室 松葉 滋，佐々木 貴史
１． 構成メンバー

３． 学内機器分析講習会

今年度のメンバーは 7 名（松葉，佐々木，水野，水沼，佐藤翼，伊藤および佐藤和昭）の構成であり、藤原は昨年度に引き続き NEDO へ出向となっていた。

昨年度に引き続き、夏期期間中における学
内機器分析講習会は新型コロナウイルスまん
延防止の観点から中止とした。依頼があった
場合に、少人数の講習会を必要に応じて開催する対応をとった。

２． 学内共通機器の管理状況等

今年度は，令和2年度第3次補正予算 先端研
究設備整備事業（研究施設•設備•機器のリモー
ト化•スマート化）にて下記の機器が導入された。水野，佐藤翼および伊藤が管理業務を担当している。
lショットキー電界放出形走査電子顕微鏡（JSM-IT800 JEOL製）

４． 科研費等獲得と資格取得

本年度では、伊藤の申請が科学研究費（奨励研究）採択となった。また、佐藤翼が、本学
工学部技術部主催の特別研修に申請し、採択された。
５． 自己研鑽
l 6 月 17 日～18 日に開催された日本分析化学
会有機微量分析研究懇談会と計測自動制御学
会力学量計測部会が合同で開催した第 38 回
合同シンポジウム（オンライン）に水沼が参加した。
l 9 月 9 日 ～10 日に開催された令和 3 年度機
器・分析技術研究会 in 山口宇部（オンライン）において佐々木が口頭発表を行った。
l 9 月 14 日 ～15 日に開催された 2021 年度東北地区国立大学法人等技術職員研修（オンライン）に佐々木が参加した。
ll

卓上走査電子顕微鏡 ネオスコープ（JCM-7000 JEOL製）

2021 年 11 月 19 日に開催された第 36 回元素分析技術研究会に水沼が参加した。

６． 依頼分析業務

共同機器分析センターで保有するその他の共用機器についてもそれぞれの担当職員が維持管理と技術指導を行っている。加えて、機器設置スペースの消毒，換気および入室制限等の今年度は学外 3 件，学内 4 件の依頼分析を実施した。

新型コロナウイルス感染対策も昨年に引き続き取り組んだ。

令和3年10月17日に開催された高畠町 かめ
おか秋まつり「理科工作・実験教室」に当技術室から松葉が参加した。

７． 地域貢献

−17 −

目次へ

2021 年度 計測技術室活動報告
堺 三洋，大竹 哲也
１．はじめに・増田： 第 1 種衛生管理者（米沢事業所担当）
・水口： 共同分析機器（NMR）の管理
・近野： 安全衛生管理業務（米沢事業所担当）
・村上： 技術部地域連携担当

昨年同様 2021 年度はコロナウイルス感染拡大が継続しているため、技術室活動が著しく制限されている。このため簡素な報告になることをご容赦頂きたい。

５．トピックス
２．構成スタッフ・殺菌ランプ（波長 254nm：以下 UVC と記す）

計測技術室は「電気・電子」分野と「化学・物
理，機械，バイオ」分野の２グループで構成されている。以下にスタッフ担当分野を示す。
[化学・物理分野]：大竹,水口,菊地（守），村上[バイオ分野]：坂原,高倉,荒井[機械分野]：根本,近野[電気・電子分野]：堺,川口,増田,佐藤（伸）
上記に示す多様な分野の研究支援や学生実験，および学内共通業務を受け持つ技術室である。
本年度は、佐藤典子が退職したため昨年比で１名減となった。

強度測定について

電気電子分野では、下記の UVC ランプと計測器を購入し UVC 空間分布強度データを取得した。本件に関する報告は、2022 年 3/2 に技術部研修部
会開催の技術発表会にて堺が下記の発表を行った。発表タイトルは「新型コロナウイルス不活性化を目的とする UVC ランプ強度分布計測」である。要旨
は本技術報告集の技術発表会に掲載されている。

３．自己研鑽
1）学術指導(1 件)・菊地守也 R2.7〜R4.7 まで（継続）2）個別研修(1 件)
・水口 NMR ユーザーズミーティング（ｵﾝﾗｲﾝ）
3）令和 3 年度東北地区国立大学法人等
技術職員研修（2 件）
・増田（ｵﾝﾗｲﾝ）・佐藤伸一（ｵﾝﾗｲﾝ）
4）２０２１年度技術部技術発表会(3 件）・佐藤伸一（口頭発表）
・川口（口頭発表）
・堺（口頭発表）

写真 1

室内でのＵＶＣ計測の様子

６．おわりに筆者は、英語論文作成は特に苦手である。最近
はＡＩ技術を用いた翻訳ソフト DeepL が便利である。
本技術報告集に筆者の英文（上記 UVC 関連の要旨を英訳したもの）を掲載しているが、ほとんど修正
せずに文章が作成できるので便利な世の中になったものだと感じている。

４．学内共通業務
・根本： 有機材料システムフロンティアセンター
共同施設機器保守管理支援グループの依頼分析，施設機器管理
・堺： 9 号館クリーンルーム保守管理・大竹： 第 1 種衛生管理者（米沢事業所担当）
共同分析機器（SEM）の管理

−18 −

目次へ

２０２１年度 山形大学工学部 技術部各種委員会委員名簿
企画室会議
山吉 康弘

統括技術長

大竹 哲也

副統括技術長・計測技術室技術長

松葉 滋

副統括技術長・機器分析技術室技術長

鈴木 貴彦

機器開発技術室技術長

榎本 正則

情報技術室技術長

堺 三洋

計測技術室技術長

佐々木 貴史

機器分析技術室技術長

部会長

堺 三洋

計測技術室技術長

副部会長

鈴木 貴彦

機器開発技術室技術長

委 員

井元 滝

機器開発技術室

高橋 尚矢

情報技術室

水野 善幸

機器分析技術室

根本 昭彦

計測技術室

佐藤 伸一

計測技術室

部会長

榎本 正則

情報技術室技術長

副部会長

佐々木 貴史

機器分析技術室技術長

委 員

鈴木 裕幸

情報技術室

伊藤 雄太

機器分析技術室

川口 敏史

計測技術室

松葉 滋

副統括技術長・機器分析技術室技術長

山吉 康弘

統括技術長

研修部会

広報部会

地域連携担当総務担当
庶務・会計 大竹 哲也

副統括技術長・計測技術室技術長

書記担当
鈴木 貴彦

機器開発技術室技術長

佐々木 貴史

機器分析技術室技術長

−19 −

目次へ

山形大学工学部技術部の組織
技術部長（工学部長）
中島健介

技術部運営委員会

統括技術長
山吉康弘

環境・安全衛生担当
鈴木泰彦

イノベーションセンター担当
井上正宜

技術部企画室会議
副統括技術長(兼)大竹哲也

副統括技術長(兼)松葉 滋地域連携担当<村上 聡>

専門技術室
機器分析（化学関連分析）技術長 佐々木貴史
藤原 渉
水沼里美
伊藤雄太
<佐藤和昭>（物理関連分析 ）技術長 松葉 滋
水野善幸
佐藤 翼

情

報

機器開発

技術長 榎本正則
三浦信一
菊地真也
鈴木裕幸
相澤悠樹
高橋尚矢
佐藤早徒
<鈴木秀茂><石谷幹夫>

技術長 鈴木貴彦
下竹悠史
井本 滝
上浦圭太
<高橋達也>

計

測(化学･物理･機械･ﾊﾞｲｵ分野)

技術長 大竹哲也
高倉 啓
菊地守也
根本昭彦
坂原聖士
水口 敬
<荒井康子><近野正昭>（電気・電子分野）

技術長 堺 三洋
川口敏史
増田純平
佐藤伸一
(兼) 技術長を兼務< > 継続雇用

−20 −

目次へ

技術部職員研修報告
・研修実施要項
・技術発表会プログラム・発表要旨

目次へ

２０２１年度⼭形⼤学⼯学部職員集合研修実施要項
１．⽬的
⼭形⼤学⼯学部技術職員の職にある者を対象として、その職務遂⾏に必要な基本
的、⼀般的知識及び新たな専⾨的知識、技術等を習得させ、職員としての資質の向上を図ることを⽬的とする。
２．主催
⼭形⼤学⼯学部技術部企画室研修部会
３．対象
⼭形⼤学⼯学部技術職員
４．研修期間２０２１年３⽉２⽇(⽔)
５．研修会場
⼭形⼤学⼯学部 11 号館未来ホール（Zoom 配信あり）
６．研修内容
技術発表会

−23 −

目次へ

山形大学工学部技術部

技 術発表会2021 年度

日時：2022 年 3 月 2 日(水)9 時 50 分〜12 時 10 分

会場：山形大学工学部 11 号館未来ホール （Zoom 配信あり）

前半

後半

9：50〜10：00 開会の挨拶、事務連絡◎ 11：10〜12：10◎ 10：00〜11：00
１．
「深層学習を HP に組み込む方法とそのシステム構成

４．「SSL_VPN サービスの設計と新システムへの移行」の検討－車両ナンバー自動検出アプリの開発に向けて－」
鈴木裕幸（情報技術室）

２．
「深層学習を活用した高精度ナンバープレート検出法

5．「新型コロナウイルス不活性化を目的とする
UVC ランプ強度分布計測」の検討－車両ナンバー自動検出アプリの開発に向けてー」
佐藤伸一（計測技術室）

３．
「AI デザイン教育研究推進センターのディープラー
ニングシステムを利用した深層学習の実行法

堺三洋（計測技術室）

６．「薬品管理システム「IASO」の操作簡略化の検討」
佐藤翼（機器分析技術室）－車両ナンバー自動検出アプリの開発に向けてー」

川口敏史（計測技術室）＜＜休憩

佐藤早徒（情報技術室）

10 分＞＞−24 −※デモ展示有目次へ

深層学習を HP に組み込む⽅法とそのシステム構成の検討−

⾞両ナンバー⾃動検出アプリの開発に向けて−

⼭形⼤学⼯学部技術部
情報技術室 鈴⽊裕幸
1.

はじめに
機械学習技術の向上により、眼鏡や洋服の仮想的な試着、⼯場⽣産品の短時間での検査、⾳声認識による⽂字起こしなど様々な分野で機械学習技術が利⽤され始めている。その技術をホームページ（HP）で利⽤できれば、特別な環境を⽤意せず簡単に活⽤できる。しかし、現状では HP に組み込む⽅法やシステム構成などの情報は少なく、容易に実現できない。それらを解決するため、⽶沢キャンパス内でも活⽤できる『駐⾞違反の⾞両確認』を題材に技術部の川⼝敏史⽒、佐藤伸⼀⽒の協⼒の下、Web アプリ
ケーションの⾞両ナンバー⾃動検出アプリを開発した。機械学習の中でも深層学習を⽤い、深層学習を HP に組み込む⽅法とそのシステム構
成、開発アプリついて紹介する。
2. ⾞両ナンバー⾃動検出アプリ
今回開発した⾞両ナンバー⾃動検出アプリ
は、駐⾞する⾞が駐⾞違反か判別するものである。事前に駐⾞許可した⾞両情報を登録しておき、巡回中に駐⾞違反の疑いがある⾞両を撮影することで駐⾞違反かその場で確認できる。本ØØØ ⼿動⼊⼒による判別
⾞両ナンバーの登録／⼀括登録機能
⾞両ナンバーの削除機能

深層学習を利⽤する判別は「写真による判別」であり、他の機能については割愛する。深
層学習を利⽤する判別の概要は以下の通りである。
① ⾞の画像から⾞本体／エンブレム／⾞両ナンバーを⾃動的に判別② ⾞両ナンバーの箇所から⽂字を認識③ ⽂字の認識結果を表⽰（図 1）④ 必要に応じて認識結果を修正し、登録された⾞両ナンバーを検索⑤ 検索結果を表⽰し、登録されていなければその旨メッセージが表⽰される（図 2）
3. HP とシステム構成
深層学習を HP で活⽤する本アプリは図 3のように構成される。HP の構築及び運⽤を容

図 2

図 1

判定結果の例

易にするため WordPress を⽤いる。WordPress
は、世界の４分の１を超える HP が採⽤するほど圧倒的なシェアを持つコンテンツ管理システ
ムである。WordPress を⽤いることでプログラ
ミングスキルが無くとも HP の更新や記事の投稿などが可能となる。サーバには Python の実
⾏環境を事前に構築する。本アプリを構成する要素は以下の通りである。
Ø APACHE（Web サーバ）

⾞両ナンバーの⽂字認識の例

アプリは HP 上で動作し、⾞両ナンバーによる検索で判別するもので、以下の機能を持つ。
Ø 登録された⾞両ナンバーかを判別する機能
Ø 写真による判別

−25 −

目次へ

Ø
Ø
Ø

WordPress（HTML5, PHP）
MySQL(WordPress 及びナンバープレート
データ保存)
Python（深層学習のプログラム）

る。このようにすることで、Python プログラ
ムが実⾏された結果を投稿するページに表⽰することができる。

5.

まとめ

機械学習技術（Yolo）を容易に利⽤する仕組みとして、HP に組み込む⽅法とそのシステム構成を検討し、⾞両ナンバー⾃動検出アプリを開発した。Web サーバで機械学習のプログラムを実⾏できる環境が前提であるため、本⼿法を活⽤する際には Web サーバで実⾏可能かを確認する必要がある。今後は、HP を利⽤せずにスマートフォンで利⽤する⽅法の検討や、動画撮影による⾞両ナンバー認識など利便性の向上を検討していきたい。

各要素は図 4 のように関連している。まずWeb サーバである APACHE によって HP が公開される。HP は前述の通り WordPress で構築し、適宜データベースである MySQL と連携して HP のデータ保存が⾏われる。WordPress の機能拡張はプラグインによって⾏うのが⼀般的であるが、深層学習アルゴリズムを HP 上で運⽤するために WordPress から深層学習の処理を記載した⾃作プログラムを呼び出す⼯夫が必要となる。
4. HP に深層学習(Yolo)を組み込む⽅法
HP に深層学習（Yolo）を組み込む⽅法は、
1) WordPress が管理する PHP から深層学習の処理を記載した Python プログラムを呼び出し、2) その実⾏結果を HP 上に表⽰することで実現する。
1)の具体的な⽅法は、WordPress が管理する

図 4

図 3

必要な要素の全体図

function.php を編集し、Python プログラムを呼び出すよう変更することである。
function.php は任意の PHP プログラムを記載できるファイルで、投稿するページから記載された任意のプログラムを呼び出すことができる。また function.php には処理のまとまりである関数ごと記載するルールがあるので、Python
プログラムを呼び出す関数を新たに加える。
2)の深層学習を HP から利⽤する⽅法は、
function.php に記載した Python プログラムを呼び出す関数を『投稿するページに設定する』ことである。そこで、WordPress で記事を記載する際に「ショートコード」という項⽬を使い、function.php に設定した関数名を記述す−26 −各要素の関連図目次へ

深層学習を活用した高精度ナンバープレート検出法の検討― 車両ナンバー自動検出アプリの開発に向けて ―山形大学工学部 技術部 計測技術室 佐藤伸一
1. はじめに

画像アノテーション用アプリケーションソフト

山形大学構内の駐車違反車両の検出は、担当者

VOTT(Visual Object Tagging Tool)を使用し、指の目視確認によりデータの照合を行なっている。

定したクラスを四角の枠で囲みクラス分けを行っ

しかしながら作業効率が悪く、業務の負担となった。手順③では、80 クラスを検出可能な既存モデている。そこで、スマートフォン等で撮影した車

ルに自作データを適合させることで転移学習を行の画像からナンバープレートの文字認識を行い、った。転移学習とは、学習済みのモデルに対して登録済みデータとの照合を行う Web アプリの開発

再度新たなデータを用いて学習する方法である。

を行なった。筆者は主に深層学習を用いた画像処作成した検出モデルは、主観ではあるが 9 割以理の開発を担当したので、その技術を紹介する。

上の精度で 3 クラスの検出が可能であった。

2. 開発したプログラムの概要

4.

ナンバープレートの文字認識について開発したプログラムの核となる技術として検出したプレート画像の文字認識には、Google

YOLO を使用している。YOLO は深層学習による高速の光学文字認識ライブラリ Tesseract を使用した。

な物体検出の手法であり、リアルタイムでの検出

誰でも無料で使用出来る反面、文字の判定はシビが可能である。図 1 のように、撮影した画像からアであり、斜めに検出されたプレートの文字認識

車両、エンブレム、ナンバープレートの 3 クラス

はほぼ不可能であった。そこで、射影変換によるの検出を行い、検出されたクラス画像毎に色判定、 プレートの傾き補正を行い、地名・平仮名・数字
メーカー判定、文字認識を行う流れである。

の 3 つの領域に分割を行うことで認識精度の改善を行った。その結果を図 2 に示す。また、縦幅をそろえ横方向に結合した結果を図 3 に示す。図 3の認識結果は上下に 2 つ表示しているが、上は補正なしの認識結果、下が特殊文字を取り除くようにフィルタリングした認識結果である。平均的な認識率としては 70~80%程度となり、漢字の認識率は低い傾向が見られた。登録車両との文字の一致率を比較する等、実用には工夫が必要である。

図 1. 作成した YOLO モデルによる検出結果
3. YOLO モデルの作成と検出結果について
YOLO の詳しい理論については説明を省略し、ここでは自作モデルの作成について紹介する。作成
手順として、①データ収集、②収集したデータの

図 2.

3 つの領域に分割した場合の認識結果

アノテーション、③モデルの学習の順で紹介する。
手順①では、Web 上のナンバープレートが確認できる車の画像を 900 枚程度収集した。手順②では、

−27 −

図 3.

横方向に結合した場合の認識結果

目次へ

ろ概ね良い結果が得られたが、YOLO 検出画像に

5. pix2pix によるプレート領域の検出開発したプログラムを Web アプリとして組み込適用したところあまり良い結果は得られなかっみ実行した際、プレートと同系色の車両の場合傾た。学習用データは元となるデータを使い回してきの補正が失敗することが分かった。その原因といるため、プレートの特徴等を過学習している可

しては、閾値処理による 2 値画像への変換の際、能性が考えられる。この対策としては、データ作

プレート領域と背景領域に十分な輝度値の差が得成の元となる透過画像や背景画像を増やしたり、られないことが原因であると考えた。そこで、閾

パラメータの調整である程度精度改善すると考え値を用いない手法として pix2pix によるプレートられる。しかしながら、学習が不安定であること

領域の検出法を検討した。pix2pix は深層学習にと、データ収集の手間も考えた場合、他の方法もよる画像生成の技術であり、1 対 1 で対応したペ検討する必要があるだろう。また、今回輝度値のア画像であればその対応関係を学習し、画像の生差を原因に挙げてきたが、大元の要因として解像成を行うことができる。今回は検出したプレート

度の差が大きいと思われる。撮影した画像の解像のグレースケール画像から、プレート領域のマス度が低ければ、検出すべき輪郭がつぶれてしまう

ク画像の生成を行うことを目標とした。

からである。一般的なスマートフォンの解像度

6.

(800 万~1200 万画素)であれば、多くの場合におpix2pix モデルの作成について作成した pix2pix のモデルに関しては、一部パ

いて閾値による輪郭の検出は可能であると考えら

ラメータの変更があるものの、ほぼそのまま論文れる。今後はどの程度の輝度値の差が検出に影響のモデルを活用した。また、学習用データに関しするのかをより詳細に調査していきたい。

ては、①背景領域の透過画像の作成、②作成した透過画像を背景画像に合成の 2 つの手順で作成を行った。手順①では、プレート以外の領域を透過した PNG 画像を 400 枚程度作成した。PNG 画像は
RGBA の 4 チャンネルを持ち、A チャンネルのみを取り出すことでマスク画像を作成した。手順②では、作成した透過画像に対し回転を加えながら背景画像と合成することで、入力画像(マスク画像とのペア画像)の作成を行った。その際の背景画
像としては以下の 3 パターンを用いた。
1. Web 上で収集した背景画像(約 1000 枚)
2. 単色の背景画像(1677 万色からランダム生成)
3. プレートと同系色(最頻値を計算)の背景画像
2 と 3 についてはプログラム上で背景画像の生成を行った。背景の比率としては、7:2:1 である。
最終的に学習用データを 8 万枚(内テスト用 1 万枚)程度作成し、学習を行った。
7. 学習済みモデルによるマスク画像の生成結果

学習済みモデルをテストデータに適用したとこ

−28 −

目次へ

AIデザイン教育研究推進センターのディープラーニングシステムを利用した深層学習の実行法-車両ナンバー自動検出アプリの開発に向けて-

山形大学工学部 技術部
計測技術室 川口 敏史
1. はじめにこの発表では、主に山形大学のAIデザイン教
育研究推進センターに導入されているディープ
ラーニングシステムを利用した、深層学習の実行法について紹介する。詳細な理屈の解説は控え、筆者が実際に利用した際の報告を通して、大まかなシステムの全体像を紹介できたらと思う。
詳細な利用法は、筆者に直接相談する、あるいはWebClassの「AIデザイン教育研究推進センター掲示板」に情報が公開されているので参考にしていただきたい。

図1 システムの構成学習を行うには多くの場合、学習の計画書（ソースファイル）、学習してほしい情報（データセット）、学習を実行する環境（コンテナ）の3つが必要になる。環境は、計画書を実行するのに必要な道具が入った道具箱や、その道具を扱うための作業台が整えられた空間をイメージすると良い。
これらを自分のPCからJSに持ち込み配置すれば、ディープラーニングシステムで深層学習を実行する準備が整う。

2. システムを利用するメリット
ディープラーニングシステムは高性能GPUサ
ーバを簡便に使用するためのシステムである。利用することで、計算処理を自分のパソコン（PC）
で行うよりはるかに短い時間で実行できる。
深層学習は、大雑把に言えばある入力値に対して使用者が望む出力値を返してくれるモデル（関数のようなもの）を得るための手法である。ただし、このモデルを得るためには、数百万、数千万規模のパラメータが目的に適した値に調整される必要があり、そのために大量のデータと計算時間が求められる。
職員が業務で使うような一般的なPCで学習を実行した場合、学習が終了するまでに数日かかることも多い。さらに、実際には目的に最適な学
習条件は不明な場合が多いため、より良い学習済みモデル取得のためにアルゴリズムの変更、
データセット（学習させるデータ）の追加や削減、
ハイパーパラメータ（実行前に設定する値）の調整等をしながら試行を繰り返すことになる。そのため、目的に適ったモデルを得るには非常に時間がかかる。この時間を減らすための方法の一つが、外部の高性能GPUサーバの利用である。

4. コンテナとは
コンテナは外部と干渉せず、内部の環境のみで動作しているように振舞う仮想的空間である。
基本的に1つのPCは1つの空間しか持たないが、そこに独立した小空間（コンテナ）を複数個作り、各小空間内にそれぞれの目的に合った環境を用意するようなイメージだ(図2)。
近年は他者が作成したソースファイルを入手しやすくなり、他の環境で作られたソースファイルを
自分のPCで試行したい、という場面が増えている。また、今回のディープラーニングシステムのよ
うに、自分のPCで作ったソースファイルを他の環境で実行したい、という場面もある。
このように様々な環境で作られたソースファイ
ルを、ある1つの空間で動かそうとした場合、1つの空間に沢山の道具箱や作業台を用意することになる。しかし、そうしてしまうと道具箱や作業台同士が干渉してうまく動作しなくなることが多い。
このような状況で役立つのがコンテナである。
コンテナを作り、独立した空間を複数用意することにより、ファイルaの実行はコンテナ1内で行う、
ファイルbの実行はコンテナ2内で行う、といった

3. システムの概要、利用法
ディープラーニングシステムは、大きく分けて「 ジ ョ ブ 管 理 サ ー バ （ JS ） 」 と 「 GPU サ ー バ（GPUS）」の2つで構成される（図１）。利用者は大学の認証アカウントを使ってJSにログインした
後、JS上でGPUの確保や計算の実行指示を
GPUSに対し行う。

−29 −

目次へ

5.2 コンテナの編集
Docker Hub等のサイトには様々なコンテナが用意されており、自分が使いたい環境に比較的近いコンテナをダウンロードし、追加で編集して最適な環境にする、という使い方ができる。
Singularity の 場 合 、 root 権 限 が あ れ ば
sandboxというオプションが使用でき、編集可能な形式のコンテナをビルドできる。

ことができるようになる。
ディープラーニングシステムのような自分のPC以外の空間を利用するときも、自分のPCでファイルが実行できていたコンテナを対象の空間に持ち込むことによって、ファイルが安定して実行できる環境を簡単に用意できる。また、この方法なら外部のシステムの環境を壊してしまうリスクも軽減できる。
コンテナを作成する方法はいくつかあるが、ディープラーニングシステムを利用する場合は主にSingularityという方法を用いる。

6. 使用例
pix2pixと呼ばれる、画像を別の画像に変換してくれるモデルを用いた学習を、システムを利用して試行した。
pix2pixを選んだのは、技術職員の佐藤伸一
さん、鈴木裕幸さんと作成中の車両ナンバー自動検出アプリにこのモデルを組み込む可能性があるためである。実行するソースファイルは佐藤伸一さんから提供していただいた。
コンテナは、処理の中心となるtensorflowとGPUで処理を行うための環境がすでに整えられたコンテナをビルドし、それをベースとしてライブ
ラリをいくつか追加することで作成した。
学習条件を dataset 60000, batchsize 32,
epoch3000 として実行したところ、計算が終わる
ま で 約 5 時 間 と い う 結 果 で あ っ た 。 ノ ー ト PC
（CPU）で実行した場合に比べ約40倍早く計算が終了しており、大幅な時間の短縮になることが確認できた。システムのGPUは最大8個まで同時に使用することができ、複数のGPUを並行して運用することで処理をさらに高速に行うこともできる。今後はその実行方法を調査していく予定である。また、ある程度の期間で計算できることが解ったので、今後は学習条件の検討や学習済みモデルの性能評価も行っていきたい。

図2 コンテナの役割のイメージ図

5．Singularityの使用法
5.1,2の詳細は WebClassの「AIデザイン教育
研究推進センター掲示板」に記載予定である。
5.1 環境の準備
Singularityを使ってコンテナを編集するためには、root権限のあるLinux環境を用意する必要 が あ る 。 今 回 は 「 VMware Workstation
Player」というアプリケーションを使い、Windows
マシン内に仮想的にLinuxマシンを作成し、そのマシンにsingularityをインストールした。

−30 −

目次へ

SSL-VPN サービスの設計と新システムへの移⾏
山形大学工学部技術部
情報技術室 佐藤早徒
1.

SSL-VPN サービスの設計

来通りのサービスの実現を目指している．
SSL-VPN システムの構成イメージは図 1．

1.1 背景現行 SSL-VPN サービスの老朽化に伴い,のとおりである．

2021 年 11 月 1 日より自宅や出張先などの学外から学内ネットワークに接続できる SSLVPN 接続サービスを新システムに更新した.
2022 年 2 月 1 日より，SSL-VPN 接続サービスの本運用を開始した．
図 1．VPN 構成イメージ
1.2 はじめに

SSL-VPN とは，暗号化に SSL 技術を使用

1.4 設計ポリシー

したリモートアクセス VPN のことだ．リモ

本学の一部の学内ページや研究室所有のサートアクセス VPN には IPsec によるリモーーバーなどは学内からのみアクセスを許可さ

トアクセス VPN と，SSL によるリモートア

れる．VPN システムにアクセスすることで学

クセス VPN の大きく 2 つがある．

内の IP アドレスが付与される．IP アドレス

IPsec によるリモートアクセス VPN の場が付与されたのち本学の基幹スイッチをデフ合，クライアント PC に必ず VPN Client のォルトルーターとして FortiGate からルート

ソフトウェアをインストールする必要があるを設定している．同様に，基幹スイッチからのに対して，SSL によるリモートアクセス

FortiGate にもルートを設定し通信が可能と

VPN の場合は Web ブラウザさえあれば通信なっている．また，一部の工学部の外にある可能である．

学内ページのために，例外としてルートを設

本学の VPN システムは，SSL-VPN を利用

定し通信を許可している．

している．
1.5 今後の取り組み
1.3 基本設計

テレワーク需要の増加に伴い，VPN の利

本学の SSL-VPN システムは FortiGate に用も増加している．情報漏洩やマルウェア感搭載された VPN システムを利用して構築し染など，オフィス環境では対策できていた問ている．これは旧 VPN システムとは異なる

題もテレワークにおいては状況が大きく変化

機器を用いていることから従来とは違う構成

する．これらに対して，本学にあった VPNを検討する必要があった．また，既存のの構成を検討し，教育活動の安全性を守るこFortiGate を用いることで学術情報基盤センとが求められる．

ターが管理するサーバーを増やすことなく従

−31 −

目次へ

2.

SSL-VPN サービスの利用方法【FortiClient VPN の場合】

2.1 はじめに1)

本学で SSL-VPN サービスを利用するには，

https://www.fortinet.com/support/prod
uct-downloads

利用申請が必要になる．WEB 申請もしくは

上記の URL から「FortiClient VPN」を

山形大学 SSL-VPN 接続利用同意書と山形大

インストールする
2)

学 SSL-VPN 接続利用申請書をダウンロード

インストーラーを実行し, ソフトウェア
をインストールする

して，学術情報基盤センターに提出する．
3)

申請書は下記 URL から入手可能である．

VPN 接続設定を行い, VPN を開始する

https://***.yz.yamagata-u.ac.jp/***/

設定は次のとおりである(一部伏せています。)

VPN 接続の新規追加

また，現行の SSL-VPN サービスに登録済

接続名：任意の名称

みのユーザはそのまま新システムを利用する

リモコン GW：***.yz.yamagata-u.ac.jp

ために新しく申請を行う必要はない．

☑ポートの編集：***☑Enable Dual-stack IPv4/IPv6 address(一部伏せています。)

2.2 登録要項

1)

OS に常に最新のパッチを充てること

2)

ウイルスセキュリティソフトをインスト

2.4 終わりに

VPN の利用には，その利用方法によって社

ールしてあること
3)
4)
5)

ウイルスセキュリティセキュリティソフ会に対して問題を起こす可能性があり，またトが最新であること

社会的な影響力も大きいものがある．個々人

ファイル交換ソフト（Winny，eDonkeyが適用される法令とともに，本学における規など）がインストールされていないこと

則，情報モラルを遵守した適切な運用に努め

不正なソフトウェアまたはマイニングソ

る必要がある．

フトが入っていないこと
2.5 遵守規定
2.3 SSL-VPN の使い方

〇山形大学情報・通信ネットワーク管理運用【WEB アクセスの場合】に関する規則1)https://***.yz.yamagata-u.ac.jp「第９条（利用の範囲） YUnet は，教育，(一部伏せています。)

研究及びそれらを支援する業務並びに事務用

上記の URL にアクセスする．

以外の目的で利用してはならない」

2)

ユーザ ID とパスワードでログインする「第１１条（利用者の責任） 設置責任者及3)「クイック接続」から必要なサービスにびネットワーク機器の利用者は，YUnet の円

アクセスする

滑な運用を妨げないよう，良識をもって利用

ログアウトして終了する

しなければならない」

4)

−32 −

目次へ

新型コロナウイルス不活性化を目的とする UVC ランプ強度分布計測
山形大学工学部

技術部

計測技術室

堺

三洋

表2
UVC(254nm)の長短所比較
【長所】
【短所】

【背景】
堺 三洋
2022 年 1 月現在、新型コロナウイルス変異株
オミクロンの感染拡大が続き感染防止対策が急務である。理化学研究所、日大、東大グルー
プは、UVC（深紫外線）照射がウイルス
RNA を損傷させることで不活性化するため新たな変異株に効果があると報告している[1]。表 1 は UVC を用いた新型コロナウイルス
不活性化概要を示したものである。

1)ウイルス不活性化に効果がある2)変異株に対応可
3)入手しやすい4)自作可能5)安価

表１ UVC を照射した際の新型コロナウイルス
不活性化概要まとめ【理化学研究所】【日大】【東大】
波長 253.7nm
照射強度 500µW/cm2 ：照射時間 30 秒
ウイルス力価減少量 99.99%
文献：Chen et.al Scientific Report
10.1038/s41598-021-93231-7[1]【シグニファイ】【ボストン大】
波長 UV-C 記載のみ
1)照射強度 ５ｍJ/cm2 ：照射時間 6 秒
ウイルス力価減少量 99%2)照射強度 22mJ/cm2 ：照射時間 25 秒
ウイルス力価減少量 99.9999%
引用：2020 年 6 月 ｼｸﾞﾆﾌｧｲﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ[2]【藤田医科大】波長 254nm
照射強度 不明 ：照射時間 10 秒
ウイルス力価減少量 99.99%
引用：2020 年 9 月藤田医科大ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ[3]1)人体に有害2)専門知識が必要
3)照射範囲が狭い
4)被照射物の紫外線劣化【実験方法】
市販直管型 UVC ランプ（波長 254nm）
４W,10W,20W の 3 種類を準備した。紫外線強度計は、デジタルインスツルメンツ（型式 YK37UVSD）およびセンサヘッドはフォトダイオー
ドセンサ（UVC 用：波長範囲 248～260nm）を用いた。測定範囲は殺菌ランプ中心から X 方
向 0～150cm、Y 方向 0～200cm、10cm 間隔
で UVC 強度分布データを得た。

表１で示した各研究機関における UVC とは波長から推測すると一般的な殺菌ランプを用いていると考えられる。これらの市販 UVC ランプは、
今のところ許可申請不要で購入することができる
ので工学的な知識があれば取扱は可能である。
一方で筆者は、市販殺菌ランプ（波長 254nm：
以下 UVC ランプと記す）を用いた際の 2 次元的なランプ強度分布データ取得と公開が必要であると考えた。UVC の問題点として人体に有害であるため直視や長時間浴びることは白内障や皮膚がん発生の危険性が潜んでいる。（表 2）【実験結果】
表3
UVC 照射範囲とランプ中心強度
４W：ランプ中心 UVC 強度：3.1mW/cm2
照射範囲 X 方向 0～40cm
Y 方向 0～80cm
10W：ランプ中心 UVC 強度：5.8mW/cm2
X 方向 0～60cm
Y 方向 0～150cm
20W：ランプ中心 UVC 強度：5.3mW/cm2
X 方向 0～150cm
Y 方向 0～200cm（200cm 以上）
出力 20W は前方 2m の距離まで UVC が届
いていることがわかった。（表 3）
図 2 は出力 20W のワット値から時間積分でジュールに換算したものである。
計算式は、ジュール＝ワット×時間（秒）である。時間の範囲は 1～100 秒とした。

−33 −

目次へ

理化学研究所グループの強度閾値[1]は 0.5ｍ
W/cm2 である。出力 4W はランプ中心から 5cmの範囲、10W は XY 共に 20cm 以内、20W は XY 共に 20cm 以内で閾値を満たすことがわかった。時間積分値換算（30 秒を加味する）では、15mJ/cm2 以上が閾値になる。図 2 の出力 20W の条件で 100 秒照射すれば Y 方向
60cm，X 方向 30cm の範囲で閾値を満たすことがわかった。

【まとめ】
市販 UVC ランプ 4W,10W,20W の 3 種類の強度分布を調査した結果、理化学研究所グルー
プのウイルス不活性化閾値[1]を超えるのはランプ中心および実験結果に記載した範囲であることが分かった。しかしながらランプ取扱には十分な注意が必要である。

図1

UVC 強度分布（出力 4W,10W,20W）単位（mW/cm2 )

図2

出力 20W の時間積分計算結果（単位 mJ/cm2 ）

−34 −

目次へ

Measurement of UVC lamp intensity distribution forinactivation of COVID-19【Background】 The spread of a COVID-19
mutant, Omicron, continues, and measures toprevent infection are urgently needed. The
RIKEN, Nihon University, and University ofTokyo groups have reported that UVC (deepultraviolet) irradiation is effective against new
mutant strains because it inactivates viral RNA
by damaging it [1]. Table1 shows an
overview of the inactivation of COVID-19
using UVC.
Table1 Summary of COVID-19
inactivation using UVC[RIKEN] [Nihon University][ University of Tokyo]
Wavelength 253.7nm
Irradiation intensity 500 μW/cm2
Irradiation time 30 sec
Virus reduction 99.99%
Ref：Chen et.al. Scientific Report
10.1038/s41598-021-93231-7[1][Signify] [Boston University]
Wavelength UV-C (Only description)
1) Irradiation intensity 5 mJ/cm2
Irradiation time 6 sec.
Virus reduction 99%2) Irradiation intensity 22mJ/cm2
Irradiation time 25sec.
Virus reduction 99.9999%
Ref: June 2020 Signify press release[2].
［Fujita Medical University]
Wavelength 254nm
Irradiation intensity unknown
Irradiation time 10 sec
Virus reduction 99.99%
Ref: Press release of Fujita Medical
University, September 2020[3].
The UVC in each research institute shown in
Table 1 is considered to be a general germicidal
lamp based on its wavelength. These
commercially available UVC lamps can bepurchased without the need to apply for apermit at present, so it is possible to handle
them if you have engineering knowledge.
The problem with UVC is that it is harmful to

MITSUHIRO SAKAI1
the human body, and direct viewing or
prolonged exposure to it can cause cataracts
and skin cancer.
Table2 Merit and Demerit of UVC【 merit 】【 demerit】
1)Virus inactivation1)Harmful to body2)Compatible with
2)Specialized
mutant strains
knowledge
3) Easy to obtain3) Narrow irradiation
4) Self-maderange5) Low cost
4) UV degradation【Experiment】 Three types of commerciallyavailable straight tube UVC lamps(wavelength: 254 nm), 4 W, 10 W, and 20 W,
were prepared. The UV intensity meter was
Digital Instruments (model YK-37UVSD) andthe sensor head was a photodiode sensor (for
UVC: wavelength range 248-260nm). The
measurement range was 0-150 cm in the X
direction and 0-200 cm in the Y direction fromthe center of the germicidal lamp, and the UVC
intensity distribution data was obtained at 10
cm intervals.
【Result and Discussion】It was found thatthe 20W output power delivered UVC to a
distance of 200cm in front.
Figure 2 shows
the conversion from watt value of 20W output
to joule by time integration. The formula is
Joule = Watt × Time (sec)(1)
The time range was set to 1 to 100 seconds.
The intensity threshold [1] of the RIKEN group
is 0.5 mW/cm2 . The threshold was found tobe satisfied within 5 cm from the center of thelamp for an output of 4 W, within 20 cm forboth XY for 10 W, and within 20 cm for XY for
20 W. In terms of time-integrated values(taking 30 seconds into account), the thresholdis 15 mJ/cm2 or more.
Fig. 2, it was found that the threshold was

−35 −

目次へ

satisfied within 60cm in the Y direction and30cm in the X direction when irradiated for 100
seconds.
Table3 UVC irradiation range
and lamp center intensity
4W: Center UVC intensity 3.1mW/cm2
X direction 0~40cm
Y direction 0~80cm
10W：Center UVC intensity 5.8mW/cm2
X direction 0～60cm
Y direction 0～150cm
20W：Center UVC intensity5.3mW/cm2
X direction 0～150cm
Y direction 0～200cm【 Conclusion】 As a result of investigating theintensity distribution of three types ofcommercial UVC lamps (4W, 10W, and 20W),
it was found that the virus inactivationthreshold of the RIKEN group [1] wasexceeded within the range described in thelamp center and experimental results.
However, great care should be taken in lamp
handling.

1

Measurement Technology Office, Engineering
Department, Yamagata University

Fig. 1

UVC intensity distribution （output 4W,10W,20W） （mW/cm2 )Fig. 2Time integration calculation results for 20W output ( mJ/cm2 )

−36 −

目次へ

薬品管理システム「IASO」の操作簡略化の検討
山形大学工学部技術部
機器分析技術室 佐藤翼●はじめに

IASO バーコード：薬品を容器ごとに識別する

薬品管理システム IASO R7(東北緑化環境保ために貼付する、CODE39 形式のバーコード。

全㈱)が工学部に導入された。事業場内の薬品

薬品ラベルバーコード：薬品容器のラベルにあの所在や、薬品使用履歴の記録、SDS の共有

る、JAN コードや CODE39 形式等のバーコード。

等ができるシステムである。薬品管理の電子

IASO を作業者として使用した感想を以下に化には非常に有用だ。ただし、紙ベースでの示す。

管理に比べ、薬品を扱う者（以下、作業者と①示す）の負担が増える恐れがある。そこで、ンクリックでは済まず、数回のクリック、キー

負担軽減のために IASO 操作の簡略化を検討しボード入力、画面遷移の繰り返しが必要である。

た。開発した仕組みの概要や、工夫点を本稿②に記す。筆者はプログラミング初学者である

スキャナが必要だし、マウス、キーボードの類

故、システム、プログラムが最良でない箇所も必要だ。スマホのブラウザでは、画面が見切もあろうが、容赦頂きたい。

れて、一部の操作ができない場合がある。

操作がやや煩雑。表 1 の各具体操作は、ワ

操作用機材がかさばる。PC とバーコード③●IASO について購入時の契約により、同時アクセス数の制限があり、ログインできない場合がある。

PC のブラウザで操作を行う web アプリだ

上記を課題と捉え、【バーコード表示式電子(図 2)。操作の名称と、具体的な操作を表 1 に天秤の開発】と【iOS 端末による IASO 操作シ示す。IASO では、2 種類のバーコードを用いる。

ステムの開発】により改善を図った。

表 1 IASO 操作の種類
操作の名称と

薬品登録

空ビン登録

タイミング
具体的

薬品取得時

な操作

ログイン・ログアウト●

IASOバーコード貼付●

IASOバーコード読取

●

薬品ラベル
バーコード読取

変更登録

持出登録

返却登録

薬品使用前

薬品使用後

空になった

薬品登録後

薬品容器を

に保管場所

破棄時

を変更時

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

在庫薬品
一覧取得
希望時に
可能
●

●

保管場所選択●残量入力（見掛け）●

重さ入力（実

保管場所

●

測）

使用目的選択●薬品一覧の種類選択

●

−37 −

目次へ

●バーコード表示式電子天秤の開発

上記部材で、IASO バーコードと同じ CODE39・開発の趣旨

形式のバーコードを表示する電子天秤を作製

持出登録・返却登録時の薬品重さの入力は、したが、QR コードを表示する機種も作製でき

キーボードによる手動入力の他に、PC 接続型

た。こちらは、OLED ディスプレイ（SSD1306 搭

電子天秤による自動入力が可能となっている。

載、0.96 インチ）
、Arduino nano を先の部材に

実際には、電子天秤導入の手間などのために敬代用して作製した。やや安上がりになる。

遠され、キーボード入力が主流だ。しかし、打

なお、コンバータ、マイコン、ディスプレイ

ち込み操作が必要なこと、打ち間違いが生じ得は、通信信号電圧に留意し、選定すべきである。

ることが欠点である。

ケースは付属しないが、ロードセル配線の切先述の課題・上記の欠点は、バーコード表示

断、はんだ付け、ケース加工等が不要となる式電子天秤により補完できる。IASO バーコー

DIY 用ロードセルキットも 1600 円程度で市販

ドスキャンに続けて、スキャン操作すれば良く、されている(図 1)。都合に合わせて選ぶと良い。

もちろん正確に入力できる。さらに、各種選択
肢等のバーコード化と、後述の WEB ブラウザ自・装置のプログラム

プログラミングには Arduino IDE を用いた。

動操作技術により、マウス・キーボードなしでGitHub で公開されている Adafruit ILI9341 用の運用も可能である(図 3)。

Code39 Barcode 表示プログラムを流用した。
プログラムは"SPI.h"、"Adafruit_ILI9341.h"、・装置の概略

1 g 単位の測定には、最大荷重 5kg 程度まで

"HX711.h"を使用する。

のキッチンスケールが適用できる。その他の主後述の WEB ブラウザ自動操作技術との連携な部材は次の通り。ロードセル用 AD コンバー

用に、重量値だと明示すべく、測定値の後に文タ(HX711 搭載)、ESP32 マイコン、TFT 液晶デ

字列「GRAM」を追加してバーコード表示しようィスプレイ(ILI9341 搭載)。電線やケース等もとした。所望の動作のためには、sprintf 関数

含め材料費は 5000～10000 円である。キッチン

による、文字列の再フォーマットが必要だった。

スケールに内蔵されたロードセルをコンバー#include "stdio.h"

タに接続し、抵抗値をデジタル信号に変換してlong reading;出力する。マイコンが信号を受信し、重量換算、

reading = scale.read();

バーコード生成してディスプレイへ出力する。

reading = (long)(reading-b)/c;
char text[20];sprintf(text, "%ldGRAM", reading);「text」がバーコード表示する式へ渡す変数。
「c」は、重さ換算用 float 型定数である。
「b」

図1

バーコード表示する自作電子天秤

−38 −

目次へ

●iOS 端末での IASO 操作システムの開発“ブラウザを自動化した PC を作業者が操作

iPhone、iPod touch、iPad に適用できる。以する”仕組み(図 3)を当初開発したが、機材

降、iPhone と示す。「iPhone ワンタップで、準備が煩雑で、学内で共有しづらかった。そ在庫薬品一覧をメール添付して発行する仕組

こで、ブラウザ自動化した PC を http サーバ

み」「iPhone の操作で、IASO の各種登録操作とし、iPhone からのリクエストを受けて、サする仕組み」を開発した。各々紹介する。

ーバが IASO 操作する仕組みを開発した(図5)。サーバは恐らく、1 台をキャンパス内で共用でき、iPhone の操作のみで導入可能のた･システム概略 在庫薬品一覧のメール添付発行

標準的には、約 10 工程の操作で、在庫薬品

め、比較的簡単に導入できる。

一覧ファイルを IASO から入手できる。開発しサーバとする PC には Apache、Python3.9、たシステムを用いれば、たった 1 工程で、さらSelenium(3.141.0)、Google Chrome、Chromeに PC なしで在庫一覧を取得可能だ。IASO のロ

Driver を、iPhone には Apple 純正自動化アプ

グイン時間も短縮できるので、同時ログイン数

リ ショートカットをインストールした。
ショートカットアプリで http リクエスト低減も期待できる。

後、30～60 秒でメールが送信される。ホーム画面にプログラムを設置することで、iPhone ロック
解除、アイコンタップのみで実行できる。便利のために、ソート列
図2

標準的な IASO 操作のフロー(3 列)を指定可能とした。サーバが 3 列で順にソートする。
サーバでは、http リクエストを受けると、Apache が Python プ
ログラムを実行する。Python プ

図3開発した IASO 操作(バーコードスキャナで操作)のフロー

図4開発した IASO 操作(iPhone で操作)のフロー

図6
図5開発した IASO 在庫リスト取得操作のフロー−39 −ショートカットによる http リクエスト目次へ

ログラムが、http リクエスト内容を取得し、･システム概略 iPhone での IASO 各種登録操作

各ソフトを連携させてブラウザ自動操作、取表 1 の各種登録操作を可能とした。先のメ

得 CSV のソート、メール送信を行う。Apacheール配信と仕組みはほぼ同様だ。ショートカ

は httpd.conf ファイルへの追記により、ットの機能で、IASO バーコードを読み取った

Python プログラムを CGI スクリプトのようにり、提示した選択肢をタップしたりして、必実行可能にしておく。

要事項を集め、iPhone からサーバへ http リ
クエストとして送信する(図 4)。サーバが、･プログラム 在庫薬品一覧のメール添付発行

ブラウザで IASO 操作し、完了後に操作結果をショートカットアプリのアクション「URL

iPhone へレスポンスする。バーコードスキャの内容を取得」で http リクエストできる。リン可能な純正自動化アプリがあることが、クエスト先 URL や、リクエスト内容(質問と回

iPhone を選んだ理由だ。工夫した点を列挙す

答)等を入力する。問答内容は最低限、IASO

る。

ログイン情報(Group Id、password)、メール
アドレス(図 6)。任意でソート列が必要だ。

各保管場所をサーバに保存して、IASO へのアクセスを省き、操作性向上に配慮した。

ショートカットアプリは、http リクエスト
先プログラム終了まで待機する。待機時間を

返却登録時に利用できるメモ欄に、作業者
名や、薬品の重量を自動記録可能にした。

短くするため、http リクエスト先 Python フ

見掛残量は、重量等の数値入力ではなく、1、

ァイル(親プログラム)の実行時間を短縮し

3、5、7、9 割、未開封から選択式とした。新品た。具体的には、時間を要する IASO 操作、メ時の量を元に、自動入力されるようにした。

ール送信を別の Python ファイル（子プログラ

薬品登録時、薬品ラベルバーコードがない時ム）とし、親プログラムに実行させた。そのは、薬品名の検索、選択が本来必要だ。本シス

後、親プログラムは先に終了する。

テムでは、以前に同薬品に貼付した IASO バー

しかし、親プログラムから時間がかかる処

コードのスキャンにより、薬品特定する。

理を除去しても、iPhone が待機してしまっ

音声入力機能等の活用により、iPhone に手た。Selenium webdriver は、起動時にコンソを触れずに、持出、返却登録できるプログラールが開く仕様だが、次の記述で実行する

ムも作製した。iPhone をスタンドに固定し、と、コンソール無しで実行された。同時に、iPhone 用 USB 機器接続アダプタ(社外品は約

iPhone が待機しなくなった。

¥1500)、を用いて、USB フットスイッチ(約subprocess.Popen([‘python.exe',¥1500)を接続する。アクセシビリティのスイ‘coProgram.py', GroupId, pw, to_email,ッチコントロール機能でカスタムジェスチャ

firstSort, secondSort, thirdSort],

として、聞き取り終了ボタンのタップに使

shell=False, creationflags=0x08000000)

う。機材購入費を安くできないかと、100 円

解決した理由は不明だが、webdriver のコンショップの 2 製品を iPhone SE(iOS14)に接続

ソールが開かないことで、stdout,stderr のして動作確認した。イヤホンプラグ式有線リ継承に影響があり、好転したのかと推測しモートシャッター、Bluetooth リモートシャ

た。

ッターいずれも適用不可だった。

−40 −

目次へ

●謝辞

･プログラム iPhone での IASO 各種登録操作

先の在庫一覧のメール添付発行とプログラ

技術部機器分析技術室 伊藤雄太殿には、プムも同様だが、特に iPhone 側の処理がやや複

ログラミングをご指導頂いた。同技術室 佐々雑化する。ショートカットアプリは、ビジュア

木貴史殿には、プログラムの試用にご協力頂

ル言語なので、複雑なプログラムは扱いづらい。

いた。ここに謝意を表する。本検討の一部

今回は、なるべくサーバ側で処理し、iPhone のは、技術部特別研修として採択され、助成をプログラムは 100 個余りのアクションで構成受けたものである。

した。
･注意点

サーバでは、プログラミング次第で、受信した情報を覗き見できる。厳重な管理が必要だ。
自動化したブラウザは、手動操作よりも超高頻度でリクエストが可能である。サーバをダウンさせる恐れがあるので、特に共用サーバ、他人のサーバへのリクエスト時は、要注意である。
Apple のアプリ更新で、自由度向上が望める
が、廃止・有償化の心配もある。祈るのみだ。

●おわりに以上により、はじめに述べた課題について、改善を図ることができた。
別途、IASO 操作に便利なバーコードスキャ
ナの市場調査も検討した。しかし現在では、開発したシステムにより、バーコードスキャン、
文字入力、音声入力、HTTP リクエストが可能である点から、iPhone が最適な機材と考える。さらに、作業者の多くは iPhone 等の端末を所持していると思うので、機材コストの削減も可能だ。今後は、Android 端末でも操作可能とすべ
く、スマホブラウザでバーコードスキャン、リ
クエストする仕組みを開発する予定だ。
IASO に限らず、出退勤管理や講義サポート
システムなど、様々な web アプリが導入されてきている。ときに不満を感じる場合もあろうが、ブラウザの自動化などによる改善をおすすめ
したい。

−41 −

目次へ

東北地区国立大学法人等
技術職員研修報告

目次へ
様式２

個 別 研 修 (FJT) 報 告 書
承認番号

研 修 者

提出年月日
所
属
（技術室名）
氏

名2022 年 3 月 7 日

情報技術室（内線）3 2 9 3
鈴木 裕幸

研 修 名

令和３年度東北地区国立大学法人等技術職員研修

研修期間

2021 年 9 月 14 日 ～ 2021 年 9 月 15 日

会

オンライン

場

Google のサービスである Google フォームや、Google スプレッドシー
トなどと連携できる Google Apps Script(GAS)を使ったアプリケーシ
ョン作成の基礎を学んだ。GAS を利用することで、以下のような複雑な処理を行わせることができ、工夫次第で様々な業務効率化を実現できる。
lGoogle フォームで入力された内容によって問い合わせ先を変更

lGoogle フォームに入力された内容を Google スプレッドシートに記載し、保存ができる

研修成果の概要

lGoogle フォームに入力された値を Google スプレッドシートに記載し、その記載された内容を自動的に判定するもし記載に内容に誤りがあれば、メール送信することも可能

lGoogle スプレッドシートに記載された情報を Google ドキュメン
トに記載し、簡易的な許可証を作成できる

ミニテストのような簡易的なテストであれば、Google フォーム及びス
プレッドシートを利用して自動採点し、その結果を学生に自動返信している大学もあった。オンラインでの開催であったが、事前準備が素晴らしく、本研修は非常に有意義であったと考えている。

−45 −

目次へ

個 別 研 修 （ FJT） 報 告 書
承認番号

研 修 者

提出年月日
所
属
（技術室名）
氏

名2021 年 12 月 8 日

計測技術室(佐藤学研究室)（内線）３３７８

増田 純平

研 修 名

令和 3 年度東北地区国立大学法人等技術職員研修

研修期間

2021 年 9 月 14 日 ， 2021 年 12 月 6 日会

オンライン開催 (Zoom を利用)

場

1 日目の講演は 2 件行われ，1 件目は国立天文台 本間希樹教授の「人類が初めて見たブラックホールの姿」であり，国立天文台の紹介・業
務，ブラックホールの撮影までの過程が報告された。2 件目は岩手大学
成田晋也教授の「国際リニアコライダー計画の概要」であり，宇宙誕
生の解明のための加速器開発の計画と，リニアコライダーの原理，開発までの過程，完成に向けての計画について説明された。
2 日目の技術研修は，岩手大学 千葉寿技術専門職員らの「デジタルサイネージと警報情報を連携するシステムの構築」に参加した。研修
研修成果の概要

では制御に用いる基盤のはんだ付けと，作成した基盤と制御装置を連携させ，MCUXpresso と呼ばれるソフト開発を行うソフトウェアを用
いて，LED の点灯制御する試験を行った。また研修の最中には，岩手大学でのサイネージを利用した技術開発が 2 つ報告された。1 つはAlexa と他警報装置とを連携させ，非常時に Alexa が警報してくれるシステムの開発，もう 1 つは制御装置と災害ラジオを連携し，J アラー
ト等の発生時にテレビを遠隔操作で点灯し，災害を告知する技術開発であった。何れも災害の拡大を防ぐ手段として，非常に興味の深い内容だった。今回得た知識を今後の技術部の活動に役立てていきたい。

−46 −

目次へ
様式２

個 別 研 修 (FJT) 報 告 書
承認番号

研 修 者

提出年月日
所
属
（技術室名）
氏

名2021 年 9 月 16 日

計測技術室（内線）3491
佐藤伸一

研 修 名

令和 3 年度東北地区国立大学法人等技術職員研修

研修期間

2021 年 9 月 14 日 ～ 2021 年 9 月 15 日

会

オンライン

場

昨年に引き続きオンライン形式で 2 日間の研修を行い、初日は 2 件の特別講演、2 日目は技術研修という日程であった。1 日目の講演ではILC(素粒子の衝突実験を行う直線型加速器)の話が印象に残った。国際的にも重要な研究施設が東北の地で設立を検討中であり、また ILC が地域や医療、工学、エネルギー分野の発展と可能性が多岐に渡ることを講演していただいた。2 日目は GoogleAppsScript を用いた業務効率化の研修を行った。G-Form や G-SpreadSheet の自動集計やメールへの転送など、一人で行うには非効率な仕事を Script 1 つを作成するだけ
研修成果の概要

で自動化できるということで、今後の業務の改善に役立つものであった。個人的な感想としては、プログラミングを学んだことがない受講者には少々敷居が高めであり、Zoom や配布資料、他のアプリを複数表示しながら作業を行うのはノート PC1 台の自分の環境では少々大変であった。また研修をオンラインで行うにあたり、主催者側の運営の仕方も参考になった。メインの方 1 名とサブの方が待機しており、講習者が画面共有した際のエラーへの対処や質問への回答など、素早く丁寧な対応が印象的であった。2 日間充実した研修となった。

− 47 −

目次へ
様式２個 別 研 修 (FJT) 報 告 書
承認番号

研 修 者

なし
所
属
（技術室名）
氏名

提出年月日

2022 年 3 月 3 日

情報技術室（内線）３３３９
高橋 尚矢

研 修 名

令和３年度東北地区国立大学法人等技術職員研修

研修期間

2021 年 9 月 14 日 ， 2021 年 12 月 6 日

会

オンライン

場

新型コロナウイルスの影響により岩手大学主催の本研修は昨年に引き続きオンライン開催となった。また口頭・ポスター発表も今年度は無く、講演と技術研修のみの開催だった。
研修初日は「人類が初めて見たブラックホールの姿」，「国際リニア
コライダー計画の概要」の 2 件のリモート講演を聴講した。
期間が空いて研修 2 日目は「Web 会議アプリに関する技術の習得と情報交換」を受講した。事前に各大学での Web 会議アプリ運用状況を調査し、当日にそれらの問題点や活用法についてディスカッションを
研修成果の概要

おこなった。また Webex という Web 会議アプリを実際に動かす実習もあった。岩手大学では Zoom よりも Webex を使用しているそうで、
スケジューリングの仕方やサービスごとの解説をしていただいた。
成果としては、普段使用しない Web 会議アプリを体験することができた。山形大学は教育機関向けのライセンス契約をしていることもあり主に Zoom を使っているが、今回他の Web 会議アプリに関する知見を得たことで、Zoom が使用できなくなった場合など不測の事態に備えることができると感じた。

−48 −

目次へ
様式２

個 別 研 修 (FJT) 報 告 書
承認番号

研 修 者

なし
所
属
（技術室名）
氏名

提出年月日

2022 年 1 月 17 日

機器分析技術室（内線）3383
佐々木 貴史研 修 名

令和３年度 東北地区国立大学法人等技術職員研修

研修期間

2021 年 9 月 14 日 ～ 2021 年 9 月 15 日

会

オンライン

場

本研修は本来、岩手大学を会場に行われる予定であったが、コロナウ
イルス蔓延防止の観点から昨年度に続きオンラインでの開催となった。下記の内容について技術研修が開催された。
I：Fusion360 の CAD 操作基本、CAM 体験
II：GoogleAppScript（GAS）と Google アプリを活用した業務効率化の基礎
III：内容不明実験廃棄物の分析
IV：伝える技術を用いた、分かりやすいスライド作成
研修成果の概要

VI：デジタルサイネージと警報情報を連携するシステムの構築
VII：Web 会議アプリに関する技術の習得と情報交換
研修者は上記 II の研修を受講した。質問フォーム，正誤自動判定や利用証一斉作成等の GAS の実用を想定したスクリプト作成例を用いた講習内容であり，今後の業務への GAS 活用をイメージしやすい有意義な講習であった。

−49 −

目次へ

エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析（EDXRF）における測定値のずれとその対応策について

佐々木 貴史山形大学 工学部 機器分析技術室

1

はじめに

蛍光 X 線分析（XRF： X‐ray Fluorescence）は試料への照射 X 線により発生する蛍光 X 線を検出し、それらをエネ
ルギーや分光結晶で分光することによって、構成元素の定性および定量を行う分析手法である。蛍光 X 線分析装置
は様々な形態の試料（固体，液体，薄膜等）が直接分析可能であり，試料の前処理も容易なことから様々な分野で利用されている 1, 2)。分析装置の方式には、分光結晶を用いた波長分散型（WDXRF: Wavelength Dispersive XRF）と半導体検出器を用いたエネルギー分散型（EDXRF : Energy Dispersive XRF）があるが，特に， EDXRF は装置サイズが小さく，価格も手ごろなことから未知試料のスクリーニングなどの用途で広く普及している。
多くの EDXRF では，標準試料無しでの定量が可能な理論計算プログラム：ファンダメンタルパラメーター法（ＦＰ法）
が実装されているが，試料の性状および形状によって測定にずれが生じる場合あることを確認している。本報告では，
エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析（EDXRF）における測定値のずれとその対応策について我々の分析室で分析したサンプルの事例から得られた知見を紹介・共有する。

2

分析事例

2-1 液体試料の測定
弊所では，リガク社製 EDXRF：EDXL300 を運用しており，液体試料の元素組成を分析する際のスクリーニングに当該装置を使用している。23 元素が 1000mg/L で混合されている ICP 用混合標準液：Merck ICP multi-element standard
solution IV を測定した結果の一例を図１に示す。なお，①および②の測定では，24 ㎜Φの試料容器に試料をそれぞれ 16.2 および 6.9mm の充填高で充填している。

①（試料充填高 16.2ｍｍ）②（試料充填高 6.9ｍｍ）

図 1 ICP 用混合元素標準液の測定結果

測定①では，Na では観測値が 3700mg/L と規定値の 1000mg/L から大幅なずれが生じた。また，Mg および Al でも規定値からのずれが生じており，低質量数側で測定値にずれが生じることが示唆された。EDXL300 では，Na および Mg 等の低質量数の測定では RX9 ターゲットが使用されるが、このターゲット使用時には管球由来の Pd のエスケ
ープピーク（Pd-Si）が Na の特性 X 線に干渉していると考えられ，これが測定誤差の主な要因であるといえる 2)。対策

−50 −

目次へ
としては，波長分散型の装置や ICP 発光分析等の他の分析方法を利用が考えられるが，リガク製または他社のEDXL 装置には，Na および Mg 等の低質量数測定用に Si 製の 2 次ターゲットが搭載されているものが存在するので，それらの利用も選択肢の一つといえる 3)。加えて，EDXL300 のバックグランド強度から考えると 5000ppm 以上であるような高濃度の場合では十分測定が可能であると考えられる。
また，①では，In 742mg/L, Ba 591 mg/L および Pb 613 mg/L と低濃度側にそれぞれずれる結果となった。原子番号が大きいすなわち吸収端エネルギーの高い元素ほどサンプルを透過しやすくなる（もぐりこみ深さが深くなる）ので，より深部から蛍光 X 線が生成する。この際，これらの蛍光 X 線が深部から表面に透過する間に溶媒に吸収されているためにみかけの X 線強度が低下する現象（ジオメトリ効果）が発生する 4)。試料が液体のような X 線の透過しやす
く，かつ測定元素が低濃度であるサンプルの測定ではこのジオメトリ効果が顕著であり，上記の In, Ba および Pb における測定濃度の低下の要因となっているものと考えられる。①の結果に基づき，試料充填高を 6.9ｍｍと低くした測定②を行った結果，大部分の測定元素ついて規定値の 1000mg/L に近い値となり，測定結果が改善することが確認された。

2-2 散乱線 FP 法による環境試料の測定
X 線管ターゲット元素の特性 X 線は試料で散乱され，コンプトン散乱線とトムソン散乱線として検出器に到達する．
その強度は X 線の質量吸収係数が小さい物質において大きく,質量吸収係数の小さい軽元素（C，H および O 等）を主成分とする物質では強く現れるので，この散乱線強度を測定することによって非測定成分を推定し，定量を行うのが散乱線 FP 法である 5)。産業技術総合研究所が頒布する地球科学標準試料である JA-1：火成岩（安山岩）および社団法人 日本分析化学会が頒布する認証標準物質である JSAC 0401：土壌試料について FP 法および散乱線 FP法を用いて弊所において分析した事例について報告する。FP 法および散乱線 FP 法による JA-1：火成岩の分析結果
では，低濃度で存在する軽元素である Na および Mg において認証値と測定値の相対誤差がそれぞれ 20％および68％となり大きなずれが生じたものの，主成分である Si，Al および Ca では相対誤差がいずれも 10％未満であった。
また，FP 法および散乱線 FP 法による測定結果に大きな差異は確認されなかった。
JSAC 0401：土壌試料の結果では，測定した元素の大部分について FP 法と比較して散乱線 FP 法を用いた測定値の方が認証値に近い結果となり，散乱線 FP 法が効果的であるという結果が得られた。JA-1 のような岩石試料と比較して，JSAC 0401 のような土壌試料は腐植等に由来する炭素の含有量が多いと考えられ，有機物含有量が高い試料において散乱線 FＰ法が有効であるということが示唆された。

3

参考文献

1) エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置 EDXL300 製品紹介 リガクジャーナル 39(1) 2008
2) エネルギー分散型微小部蛍光 X 線分析装置の原理と応用例，坂東 篤，Journal of Surface Analysis, Vol. 26（1） ，34 - 40，20193) エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置 EDXL300 による環境試料の分析 リガクジャーナル 40（2）20094) 蛍光Ｘ線分析の実際，中井 泉，朝倉書店，2005
5) SQX 散乱線 FP 法 —SQX 分析が更に進化しました—，リガクジャーナル 36(1) 47–48，2005

−51 −

目次へ

日本学術振興会
科学研究費助成事業(奨励研究)

目次へ

2021年度 奨励研究 報告書
・ミトコンドリアDNA高精度定量システムを利用した受精卵品質評価法の確立
計測技術室 坂原聖士
※ 2021年度に採択された研究課題の中で、掲載に支障のない上記報告書を掲載した。

−55 −

目次へ

ミトコンドリア DNA 高精度定量システムを利用した受精卵品質評価法の確立
山形大学工学部 技術部
計測技術室 坂原聖士
【研究目的】 ミトコンドリアはエネルギー産生など重った（図 2）。

要な生物現象に関わり、受精卵や細胞の品質に影響している。一般に、ミトコンドリアの機能はミトコンド
リア膜電位や酸素消費量測定などによって解析されている。また近年、ミトコンドリアに存在する DNA（mtDNA）コピー数が受精卵の品質評価に有効であることが示されたことから、精度の高い mtDNA コ
ピー数解析の開発が必要になってきた。しかし、単図 2 マウス胚盤胞に含まれる mtDNA コピー数

一受精卵由来の試料は極微量であるため、従来の方法では測定中に mtDNA が損失するという問題（2）ミトコンドリア膜電位と mtDNA コピー数があった。そこで研究代表者は、植物由来の外部標

胚盤胞のミトコンドリア相対膜電位と mtDNA コピ

準 DNA を用いた「mtDNA コピー数高精度定量シ

ー数との間に明確な関連はみられなかったが、形態

ステム」の開発を進めてきた（平成 29 年度交付・奨が良好な胚盤胞では検出された JC-10 の緑色およ

励研究課題）。本研究では、受精卵の品質評価法とび赤色蛍光量が多かったことから、ミトコンドリアが発しての mtDNA コピー数高精度定量システムの有効達していることが示唆された（図 3）。

性の検証を目的とした。
【研究方法】 BALB/cA または C57BL/6N マウスか
ら受精卵（胚盤胞）を回収後、胚盤胞を形態学的評価に基づき分類した（図 1）。分類した各胚盤胞を、（1）そのまま回収、または （2）JC10 (Enzo Life
Sciences) によるミトコンドリア膜電位解析後に回収、（3）呼吸測定装置 (HV405、北斗電工) による酸素消費量測定後に回収し、コピー数既知の外部標
準 DNA を添加した。その後、リアルタイム PCR により mtDNA コピー数の定量および補正を行った。

図 3 ミトコンドリア膜電位と mtDNA コピー数
（3）酸素消費量と mtDNA コピー数
形態が不良な胚盤胞では良好なものよりも酸素消費量が低い傾向があり、mtDNA がより多く含まれていた。
以上より、mtDNA コピー数の高精度な定量により、形態学的品質の良い受精卵には適切な量のmtDNA が含まれていることが明らかとなった。また、

図 1 マウス胚盤胞の形態学的評価

本システムをミトコンドリア機能評価と組み合わせるこ【研究成果】とで、ミトコンドリアに起因する受精卵の品質低下の（1）胚盤胞の形態学的評価と mtDNA コピー数

原因解明に貢献することができる。

形態が良好な胚盤胞に含まれる mtDNA は150,000 コピー前後で一定範囲内であったが、形態【謝辞】 本研究を行うにあたり、実験設備等の提が不良な胚盤胞ではその範囲外となるものが増え、供やご助言・ご協力いただいた本学の阿部宏之教

サンプル間のバラつきが大きくなることが明らかとな授、黒谷玲子准教授、高倉啓技術職員ならびに研究室学生各位に深く感謝申し上げます。

−56 −

目次へ

個別研修報告目次へ
様式２個 別 研 修 (FJT) 報 告 書
21001

承認番号

研 修 者

所
属
（技術室名）
氏

研 修 名

名

提出年月日
機器分析技術室（内線）３３８３
水沼里美

第 88 回日本分析化学会有機微量分析研究懇談会

第 116 回計測自動制御学会力学量計測部会

第 38 回 合同シンポジウム

研修期間

2021 年 6 月 17 日 ～ 2021 年 6 月 18 日

会

オンライン

場

2021 年 7 月 27 日

本シンポジウムは主催が日本分析化学会有機微量分析研究懇談会、共催が計測自動制御学会力学量計測部会、協賛が日本分析化学会、日本薬学会、日本化学会であり、元素分析の実務者などが参加し毎年開催されている。二日間にわたり口頭発表や一般講演、企業によるランチョンセミナーなどが行われた。一日目は、午前中は元素分析について、
午後は天秤に関する発表があり、実務者による報告などを聞くことができた。特に東京大学の坂本氏による発表では装置のソフトウェアのアップグレード後、検量線の係数が異なるようになった原因の検証報
研修成果の概要

告がなされ、わずかな数値の違いを見逃さず検証する姿勢は見習うべきであると感じた。また、大阪大学の松崎氏の発表では AI 技術を用いた分析装置条件の検討報告があり、元素分析の将来について考えさせられた。一般講演では「高機能炭素材におけるヘテロ元素の役割」と題して九州大学の尹聖昊教授による講演が行われた。二日目はその他の微量分析などの発表が行われ、一般講演では「固体中電子の対称性と電気と磁気の新奇な相関」と題して北海道大学の網塚浩教授による講演が行われた。業務を行う上で非常に参考になる話を聞くことができ、有意義な研修であった。

−59 −

目次へ
様式２

個 別 研 修 (FJT) 報 告 書
21002

承認番号

研 修 者

所
属
（技術室名）
氏名

提出年月日

2022 年 01 月 17 日

機器分析技術室（内線）3383
佐々木 貴史研 修 名

令和 3 年度 機器・分析技術研究会 in 山口宇部（オンライン開催）

研修期間

2021 年 09 月 09 日 ～ 2021 年 09 月 10 日

会

オンライン

場

近年では、学生への安全教育や、各事業場における労働安全衛生業務に、技術職員が携わることが増えており，本研究会は，機器・分析の技術のみならず、学生への安全教育や、各事業場における労働安全衛生に関して最先端の情報を共有するため，「機器管理と危機管理」をテーマとして開催された。基調講演では，山口大学名誉教授 浮田正夫先生より，宇部の大気汚染を克服した事例から，SDGs 未来都市創出につながるヒントについてのご講演があった。過去の教訓を現在，我々が直面する問題に生かす方法について理解が深まった。また，研究発
研修成果の概要

表は事前に発表資料を研究会ホームページ上で公開し質問や回答等を投稿する“プレビュー発表”と,当日の発表時に発表者が参加者に向けて WebEx 上においてリアルタイムで議論する“オンライン発表”のハ
イブリッド形式で開催された。研修者は「エネルギー分散型蛍光Ｘ線
分析（EDXRF）における測定値のずれとその対応策について」の内容について発表した。聴講者から本発表に関して研究内容等に関する質問が得られ、有意義な意見交換を行うことできた。本研修は、研修者が本学において業務を遂行する上で非常に有益であった。

−60 −

目次へ
様式２

個 別 研 修 (FJT) 報 告 書
21003

承認番号

研 修 者

所
属
（技術室名）
氏名

提出年月日

2022 年 1 月 20 日

機器分析技術室（内線）３３８３
水沼里美

研 修 名

第 36 回 元素分析技術研究会

研修期間

2021 年 11 月 19 日 ～ 2021 年 11 月 19 日

会

オンライン

場

本研究会は主催が元素分析研究会、共催が有機微量分析研究懇談会、協賛が日本分析化学会、後援が日本薬学会と日本化学会であり、元素分析の実務者および OB の方が参加されて毎年開催されている。今回も昨年同様、感染症の影響によりオンライン開催となった。はじめに行われたのは元素分析に関する Q&A で、事前に寄せられた質問に対して回答が得られており、それに対する質疑応答が行われた。質問の内容は酸化タングステンの添加について、スパチュラの加工についてな
ど計 4 件であった。続いてグループディスカッションが行われた。ア
研修成果の概要

ルミナボートやセラミックボートに付着した金属の洗浄・除去方法や購入先、分析料金などについて情報交換を行った。午後の話題提供では例年講演が行われるがその代わりに今回は「元素分析熟練者を囲む座談会」として千葉大学の桝飛雄真氏、元 大日本住友製薬株式会社の板東敬子氏、鳥取大学の丹松美由紀氏らによる座談会が行われた。テーマはミスを防ぐ工夫、過去の Q&A や昔の分析について、コロナ禍における分析のことの 3 つ。その後、会計報告、次期世話人の紹介が行われ閉会した。研究会では業務を行う上で非常に参考になる話を聞くことができ、有意義な研修であった。

−61 −

目次へ
様式２

個 別 研 修 (FJT) 報 告 書
承認番号

研 修 者

２１００４

提出年月日

所
属
（技術室名）
氏

名2022 年 3 月 7 日（内線）３２９７

山吉 康弘

研 修 名

実験・実習技術研究会 2022 東京工業大学

研修期間

2022 年 3 月 3 日 ～ 2022 年 3 月 4 日

会

東京工業大学オープンファシリティセンター（オンライン）

場

初日は特別講演 2 件と特別企画があった。東京工業大学 副学長 伊東利哉 教授の講演では「東工大における DX 推進」と題して，情報基
盤整理と業務形態の断捨離の話があった。東工大 松谷晃宏 主任技術
専門員の講演では「科学技術分野の文部科学大臣表彰研究支援賞を受賞して」と題して，共用クリーンルームの運用と技術開発による先端研究への貢献についての話があった。マイクロプロセス部門では年 2回のテクニカルレポートや科研費応募を義務化して人材養成を行い，学会，セミナー，展示会などに積極的に参加して最新情報を得て最先端研究に貢献しているとのことであった。また成果発表は他の研究者との技術交流に繋がり，分野融合や共同研究を経て次の成果発表へと循環していくので重要であると強調しておられ同感に感じた。特別企
画では神奈川大と東海大から始まった大学間技術系職員交流研修会の研修成果の概要

紹介があった。創設者から 20 年前に蛸壺のような技術職員の状況を打開するために交流を持ち掛けたとの説明があり，現在その交流は国立
大にも広がり私立大との垣根を越えて続いていて，更に化学や機械分
野のワークショップの派生にも繋がっているとのことである。国立や私立を問わず他の大学の技術職員と交流することはとても重要であると感じた。2 日目は 6 ルームに分かれ 9 分野 73 件の技術発表があった。
特に昨年度コロナウイルスに対する取り組みを実施した経験を生かして，創意工夫した試みの報告が目立った。実験・実習分野ではスマー
トフォンによる教材動画の作成，ライブ配信を利用したオンライン実
験の試み，個別実験の導入の紹介があり，社会貢献分野では動画配信
による理科工作実験の実施例の報告が多数あった。630 名を超える参加者があり，他大学の技術職員の意識の高さを感じた。多くの刺激を受け触発されたので，今後のモチベーションの維持と向上に努めたい。

−62 −

目次へ
様式２

個 別 研 修 (FJT) 報 告 書
21005

提出年月日

所
属
（技術室名）

環境・安全衛生担当

承認番号

研 修 者

氏

名

（内線）3742
鈴木 泰彦

研 修 名

実験・実習技術研究会 2022 東京工業大学

研修期間

2022 年 3 月 3 日 ～ 2022 年 3 月 4 日

会

東京工業大学（オンラインで参加）

場

2022 年 3 月 4 日［1 日目］
特別講演 2 件（東京工業大学副学長 伊東氏、東京工業大学マイクロプ
ロセス部門長 松谷氏）および特別企画：大学間技術系職員交流研修会とのコラボレーションを聴講。特別講演では東京工業大学における技
術職員のあり方などが述べられた。特別企画では技術職員の外部交流について実例紹介や体験談が述べられた。技術職員の業務を「蛸壺」と表現するなど、個人や学内で閉鎖的なものとなりやすいことへの警鐘と、外部との交流を図る大切さが語られた。
研修成果の概要［2 日目］
安全・放射線保守管理分野の講演を中心に受講。小山高専 生井氏、横浜国立大学 小柴氏から安全衛生教育の方法に関する講演があった。教材として危険体験型の動画を作る、マンガ教材を作って配布するなどの実例が紹介された。マンガ教材は科研費で作成していることから公開予定であり、聴講者から貸与の希望などが聞かれた。本学には安全衛生教育の基盤がないため、今回の研究会のようなもの参加し、情報収集と方法を考案していきたい。

−63 −

目次へ
様式２

個 別 研 修 (FJT) 報 告 書
21006

承認番号

研 修 者

所
属
（技術室名）
氏名

提出年月日

2022 年 2 月 17 日

計測技術室（内線）３０７０
水口 敬

研 修 名

第 47 回 分析機器 NMR ユーザーズミーティング

研修期間

2021 年 12 月 17 日 ～ 2021 年 12 月 17 日

会

オンライン

場

JEOL RESONANCE が主催する NMR ユーザーズミーティングが会場・ライブ配信のハイブリッドで開催され、今回は新型コロナウィ
ルスの感染対策としてオンラインでの参加とした。
NMR の活用方法をメインに発表があったが、特に最近測定依頼が増えてきた固体 NMR や拡散 NMR については非常に勉強になり、複合材料や樹脂材料の評価に役立つ内容であった。
またヘリウムの高騰によって NMR の維持が難しくなってきている
昨今の状況に対して、高温超電導体や電磁石を活用した今後の NMR
研修成果の概要の展望や試作機の話はとても期待を持てる内容であった。
オンライン開催については気軽に参加できる一方、通常業務や装置トラブルなどの呼び出しによって途中で退出しなければいけない場面等もあり集中して参加できないといった問題もあったが、とても有意義な研修であった。

−64 −

目次へ

特別研修報告目次へ
様式 2

特別研修実施報告書
承認番号
研修者(グループの場合

S21001
所属（技術室名）

提出年月日

令和 4 年 3 月 16 日

機器分析技術室（内線）3383

氏名は全員記載し代表者の前に○)

申請分野
テーマ

氏

名

佐藤 翼

□研究費応募予備検討□地域貢献■能力の向上，自己啓発

薬品管理支援システムへの web 入力操作簡略化の検討

実施期間

2021 年 7 月 1 日 ～ 2022 年 3 月 1 日

交付額

99,000 円

研修の内容および成果（成果の活用予定を含めて記載）
成果 A：キーボード、マウス不要。バーコードスキャナだけで、IASO 操作する仕組みを構築
入力端末に iPad を用いると想定通りに動作しなかったため、Windows PC で駆動する仕組みを開発した。バーコードスキャナは、以下の製品を使用して比較した。

メーカ、型番、端末との接続形態、可読コード、価格① 日栄インテック、FFTA12U、USB、バーコード、不明② Tera、1200 、USB/Bluetooth/2.4GHz、バーコード、約 4000 円③ Tera、1100 、USB/Bluetooth/2.4GHz、バーコード/QR コード、約 4500 円
使用感として、①と②は大差なく快適だった。③はバーコード読取時にストレスを感じた。
2 次元コードを読取可能とした影響または、作りこみの甘さがあるかもしれない。小型で、ハンズフリーでも使用可能、ワイヤレスでも使用可能という点から、②が望ましかった。
成果 B：PC 連動する安価な電子天秤を製作
成果 A の仕組みでは、薬品重量の入力が煩雑。電子天秤と PC を連動により解決できる。電子天秤が測定値をバーコード表示し、それをスキャンして PC 入力するデザインとした。¥7000
弱で電子天秤を製作できた。無線スキャナにより、電子天秤と PC は遠隔でも使用できる。
成果 C：スマホ端末からのリクエストにより、サーバ PC が IASO 操作する仕組みを構築
スマホは、バーコードスキャナ、マウス、キーボードの機能を持ち合わせていることに気づいた。iPad など（iOS 端末）を用いる仕組みは完成した。成果 A のためのパソコンセットアップは煩雑だが、サーバ PC は 1 台をキャンパス内で共用可能と思われる。新たなスマホを導入する場合も簡単なセットアップだけで済む。また、スマホは、IASO ユーザのほとんどは所有
しているはずなので、機材調達の面も有利だ。Android 端末でも動作する仕組みの開発を今後進めたい。
成果の活用予定
特に成果 C は、IASO による負担の軽減に適しており、キャンパス内で普及させるべきと思う。Android でも使用可能とした後、試用し、技術部や学部等の HP にて公開できると良いと考える。
＊このページが 1 枚に収まるよう作成する

−67 −

目次へ

環境・安全管理活動報告目次へ

令和 3 年度 環境・安全衛生管理活動報告
山形大学工学部技術部
環境・安全衛生担当 鈴木泰彦
１．はじめに

令和 3 年度に米沢キャンパス内で実施された環境および安全衛生管理活動を報告する。
米沢キャンパスの安全衛生に関しては労働基準法および労働安全衛生法等の各種法令に準拠している。今年度は米沢キャンパスへの置
賜広域行政事務組合消防本部による立入検査がおこなわれ、危険箇所の指摘を受けた。

が、事故等の発生は報告されていない。
今後、駐車場にゲートが導入される予定となっている。

２．活動概要今年度の主な活動を以下に記す。
(1) 安全衛生員会(2) 構内の交通安全管理(3) 薬品管理体制の整備(4) 作業環境測定(5) 消防立ち入り検査
各活動の詳細を事項より記す。

図 1 車両固定実施状況
２-３．薬品管理体制の整備

薬品管理支援システム IASO が昨年度 3 月に導入された。4 月 12 日に工学部全体にシス２-１．安全衛生委員会
テム運用に関する説明会がオンライン・オン
令和 3 年度は毎月(計 12 回)の安全衛生委
サイト併用で開催され 9 月末までの仮運用期
員会が開催された。1 月は COVID-19 感染拡大
間を経て、10 月から正式運用が開始された。
によりオンライン開催となったが、それ以外
2022 年 3 月現在、87 の研究室で使用されての月はオンラインとオンサイトの併用開催でいる。カタログデータ以外への新規薬品登録おこなわれた。安全衛生委員会後には衛生管
は 342 件おこなわれた。
理者、安全管理者、産業医が構内を巡視し危また、本部施設部の担当者との協議をおこ
険箇所の指摘と改善指示などがおこなわれた。 ない、
化学薬品使用状況調査に IASO を用いる
ことの了承を得た。今年度前期分の調査（10２-２．構内の交通安全管理月実施）に IASO のデータが活用され、仮運用
昨年度の基幹・環境整備工事後、基本的に構内への車両侵入は禁止されたことから駐車許可証を持たない学生が違反駐車することが目立った。今年度の警告件数は述べ 106 件、
タイヤロック（図 1）実施件数は 8 件（内教職員が 2 件）であった。巡視には小職のみではなく、安全衛生委員会のメンバーも実施い
ただいている。
現在も各駐車場に数台の違反が確認される
図 2 IASO R7 操作画面（薬品登録）

−71 −

目次へ

期間中だが 19 の研究室から IASO データからの転用が希望された。後期分の調査（来年度4 月予定）には基本的に IASO のデータを転用することを予定している。
２-４．作業環境測定

令和 3 年度は 10 月～11 月および 1 月～2
月に 2 度の有機則および特化則に関する薬品の作業環境測定を実施した。図 3 に今年度 2回目（1 月～2 月）に実施した場所およびその結果を示す。また、直近 3 年分の管理区分の分布を表 1 に示す。令和 3 年度は第 2 管理区
分および第 3 管理区分の指摘が増加している。
クロロホルムは管理濃度の基準が 3mm と低いが、使用者には厳しく管理されるはジクロロメタンであるとの認識が強く、クロロホルム
をドラフト外で使用するケースが見られる。
第 2 および第 3 管理区分に指定される対象はクロロホルムが多く、認識が共有されるように伝達していきたい。

室の巡視がおこなわれた。小職もこれに同行し、今後の衛生管理者の巡視に参考となるよう巡視の方法を体験学習した。キャンパス全体に指摘された事項は、下記のとおりであった。
・導線確保
・タコ足配線（図 4）・ストーブ類の機器と可燃性溶媒の位置
・薬品類の管理（指定数量の確認）
指定数量の確認において IASO の使用が有用であることから、今後監視および指摘のルー
ルや方法を検討していく。

図 4 消防本部によるタコ足配線への指摘
２-６．その他

図 3 作業環境測定実施場所
表 1 作業環境測定結果
管理区
分
第1
第2
第3

R3 年度

R2 年度

R1 年度

139
7
6

138
4
0

182
9
0

２-５．消防立ち入り検査
10 月 20 日・21 日に消防本部によって米沢キャンパス全建屋への立入検査および防災指導がおこなわれた。消防本部の担当者が 3 班に分かれ、事務棟や図書館なども含めて全居

令和 3 年 4 月の法改正によって金属アーク
溶接において排出される溶接ヒュームが特定化学物質に指定された。このため令和 4 年 3月 31 日までに個人暴露濃度評価が義務付けられており、2 月に実施した。測定結果はまだ得られていないが、結果に基づいて保護具の選定をおこなっていく予定である。また、
これにともない溶接ヒューム取り扱い作業主任者として技術部の佐藤翼氏が任命された。
３．今後の予定
今後化学物質管理方法が大きく改定される予定があり、事務部と連携して対応を進めて
いく。

−72 −

目次へ

談話会報告

目次へ

山形大学工学部技術部

技 術談話会2021（R3）年度

日 時：2022 年 3 月 2 日(水) 13 時 30 分〜
会 場：11 号館未来ホール（ハイブリッド開催）
講 演：①

13:30〜14:20「 技術職員として研究支援に携わって－42 年と 26 日－ 」
山吉 康弘 技術専門員 （統括技術長）
ー②

休憩 10 分 －14:30〜15:20「有機 EL 照明開発 実用化に至らなかった開発品」
井上 正宜 技術専門職員 （イノベーションセンター）

−75 −

目次へ

技術職員として研究支援に携わって－42 年と 26 日－
山形大学工学部技術部
統括技術長 山吉康弘
１．はじめにも選択性が良くかつ低損失で，H 形縦振動子

地元 工業高校を卒業した翌日

1980（昭和場合，両共振子が逆相と同相で振動する，共55）年 3 月 6 日に文部技官として入職し，定年を振周波数がわずかに異なる２つ

迎える 2022（令和 4）年 3 月 31 日まで 在職期間ることで通過域が平坦な周波数特性（図１(c)）が42 年と 26 日になる。そ 間にデバイス 作製から特性測定，プログラミングから数値解析に得られる。約 1.3MHz共振を利用す周波数域に不要な縦 3 次振動が発生しそれによる混信可能性があった至るまで，研究室において様々な技術的な支援が，電極形状を適切な寸法にすることで不要振を行なってきた。ここで動を抑圧できることを有限要素法（FEM）解析から私が研究室に貢献でき

見出し，実験的にそ 有効性を確認した 1)。最終

たと感じている研究支援について紹介する。

的な試料

２．研究テーマ
2.1 H 形縦振動子を用いた中間周波数（IF）セラ
ミックフィルタ
入職当時

大学，教授，助教授，助手 中

成形，安全カミソリと紙やすりを使い顕微鏡を覗きながら手作業で行ったが，サイズが小さいうえに脆性材料 ため細心 注意が必要であった。

に 1 名ないし 2 名 技官が配属された講座制という体制で研究・教育活動を行っていた。私 専門
基礎科目 教育を担当する共通講座（数物学分
野 前身）

一般電気工学講座に配属されたが，そ 講座で中村尚教授，尾山茂講師，広瀬精二助手，横山友男技官が圧電セラミックスを用いた超音波振動子に関する研究を行っていた。圧（a） 構(l1=3.7, b1=l2= 0.8, b2=0.4, 厚さ 0.3 mm)

電セラミックス ，電圧を加えると機械的な歪が生じ，歪を与えると電圧が発生する性質をもつ強誘電体材料である。最初に携わった，H 形縦振動子を用いた AM ラジオ 中間周波数用フィルタ研究であった。長さ方向に伸縮振動する 2 つ
共振子を中央部で結合した H 形 構（図１(a)）(b) 周波数特性

で，一方 共振子に電気入力し，もう一方 共振子から電気出力を取り出すと 455kHz

周波数成分を抽出するバンドパスフィルタとなる（図１(b)）。
振動子 機械共振を利用したフィルタ ，電気素子（インダクタとコンデンサ） 共振を利用するより−76 −(c) 通過域特性
図１．H 型縦振動子を用いた IF セラミックフィルタ

1)

目次へ

2.2 有限要素法プログラムの移植
一般に圧電振動子 構で結果を急ぐ場合に パンチカードを持参して東複雑であり，さらに京大学に出張したこともあった。私材料 圧電性や異方性を考慮して，そ 特性を

講座 先生

勧めで，本学に併設された工業短期大学部で，入職直後から 3 年間，卒業と同時に設置された B

富川義朗本学名誉教授が東京大学大型計算機コース（現在 フレックスコース）で 4 年間，夜間センターにライブラリー登録した 3 次元 FEM 構

学生として情報工学を学んだ で，それを生かし解析プログラム（SAP4B）を利用して圧電振動子

1982（昭和 57）年に SAP4B を東北大学 計算セ

共振周波数や振動モード 数値解析を行ってンターに移植し，本学 計算センターから大学間いた。パソコンやインターネットが普及する前だっネットワークを利用して解析できるようにした。またた

1987（昭和 62）年に理論解析すること難しい。そ ため講座でで，本学 計算センターで振動子

構

デ

本学 計算センターに移ータを打ち込んだパンチカードを東京大学に郵植し，パソコンが導入され，学内ネットワークが整送して計算を依頼し，結果が印刷された連続帳備され始めた 1990（平成 2）年頃に票（LP 用紙）を返送してもらっていた。また，グラ

PC-98 から学内ネットワーク経由で解析できるよう

フや図面などにした。振動モード

手書きであり，振動モードに至っ，講座，PC-98 で複数 ワイヤーて 各節点 振動変位 数値結果を LP 用紙か

フレーム図をパラパラ漫画

ら読み取って手書きしていた（図 2(a)）。そ ため

似的に動画表示させる工夫も行った（図２(b)）。以

一連 作業

1～2 週間もかかっていた。学会等

前ように切り替えて疑2 週間かかっていた解析を数十分程度で行えるようにしたこと大きな貢献だったと思う。現

在 ，Windows パソコン上 市販

FEM 解析ソ

フトウェアを利用して解析が行え，振動モード カ
ラーで動画表示できるようになっている（図２(c)）。
2.3 分極と励振を交差指電極で行う圧電単体屈曲振動子
1982（昭和 57）年頃，尾山先生が学位取得（a）1/8 区間 手書き図

ために圧電単体屈曲振動子 研究を始めた。屈曲振動を励振するに，金属板に圧電セラミック

スを接着したユニモルフや 2 枚 圧電セラミックス
を分極処理方向が互いに逆になるように接着した
バイモルフ構(b) ワイヤーフレーム図が利用されるが，いずれも接着層が特性 低下やバラツキ 原因となる。圧電セラ
ミックス 表面に櫛状 交差指電極（IDT）を設け，分極処理と励振を行うことで接着層 ない屈曲振動子が実現できる。IDT が片面 みにある場合に等角写像を用いて特性 理論解析 2)が可能だ
が，圧電体内部 電界分布を解析する FEM プロ
グラムを自作し，平板 両面や角棒(c) コンター図
図２．正方形板屈曲振動モード

FEM 解析結果

−77 −4 面に IDT

目次へ

(a) 構

(a) 構

(b) 内部電界

FEM 解析結果

図３．分極と励振を交差指電極で行う屈曲振動子があるような構と振動モード3)振動子 特性も解析できるよ

うにした（図３）3)。IDT

電極面を研磨後にフォトリソグラフィ工程で作製したが，スピンナー，オー(b) 回転角

ブン，露光機など 手作りだった。

図４．音片型圧電振動ジャイロ

5)変化すると検出感度に影響を与える

2.4 音片型圧電振動ジャイロ
1984（昭和 59）年から講座で度特性 測定結果

車等 移動体で，両振動モード 節 位置をそれぞれ同じ太さと長さ

自己位置計測用に圧電振動ジャイロ 研究を細棒で支持し，両振動モード 共振周波数に対始めた。それまで 経験を生かして，正方形断面

する支持 影響を等しくすることで感度に影響を4 面に IDT を設けて分与えない直交支持方法を考案し特許出願した 4)。

圧電セラミックス音片

極処理した後，x 軸方向 屈曲振動を励振した状

また，励振用電極 1 や検出用電極 2態で z 軸周り 回転角 度 Ω が加わると x 軸と直電極を設け，最大感度が得られるように電極 3 に

交方向に Ω に比例するコリオリ力が発生し y 軸方

接続した外部容量で励振用振動モード 共振周

向 屈曲振動が励振される。そ 振動によって検波数を調整し，また電極 4’に補償電圧を加えて出される電圧から Ω を得ることができる。励振用とΩ=0

検出用 ２つ 振動モード 共振周波数 差がイデアを考え，直線性

他に補助

ときに検出される不要な電圧を相殺するア
良い回転角

度特性を

もつ振動ジャイロセンサーを実現した（図４）5)。

−78 −

目次へ

2.5 機械的な摩擦を介さない超音波モータ

共振周波数を変えて様々な実験を行った結果，1990（平成 2）年に尾山先生が一関高専に転出

ステータとロータ 間 ギャップ内 空気 共振

され，翌年に横山技官が電気 3 講座に配置換えが関係していることがわかり，さらに音場解析用になり，講座大や本学

3 人体制になった。そ 頃，東工富川先生

研究グループでFEM プログラムを自作して，周囲 音響空間を考超音慮した，ギャップ空間 音場解析を行った結果，

波振動子（ステータ）と回転子（ロータ）を接触させステータ 超音波振動によってギャップ内 音響て，機械的摩擦力を介して駆動力を得る超音波

空間が共鳴し，そ 内部に大きな音圧が生じたと

モータ 研究を行っていた。磁界 影響がなく，きにロータ 回転

低回転・高トルクなど 電磁モータにない特長がした（図５） 6)。こ モータ

あったが，接触部分 摩耗が特性に影響を与え

タと比べて，摩耗がなく長寿命で，接触面 表面るなど 問題があった。ある時，円周方向に進行

粗さ 影響を受けない で小型化に有利である。

する屈曲振動モードを励振した円板状 ステータ

直径 10mm で 約 4000r.p.m. 回転 度が得らを使って模索実験を行っていたところ，ステータとれ 7)，そ 後直径 5mm

非接触でロータが回転する現象を発見した。動作原理を検証するために，ステータ 振動モードや度が向上することを明らかに
接触式 超音波モー動作も確認した。

2.6 半導体増幅器中の 4 光波混合特性のビーム伝搬法による解析中村先生 定年退職に伴い，1994（平成 6）年
度に当時 学科 ルールで研究室を異動することになり，光エレクトロニクス研究を行なっていた河口仁司教授 支援を行なうことになった。予算獲得 ため

申請書や報告書，図面やスライ

ド 作成，年間数千万円 研究予算 管理，外部研究機関や業者とに，卒業研究やり取りなど業務

他指導も任された。半導体光増幅

器中に波長 異なる 2 つ 光を入射すると新た(a） 構とステータ 振動モードと励振用電極

な波長4 光波混合（FWM）光が発生する。入射光に幅 狭い光パルスを用いた場合 波長分離特性などを明らかにするために，光ファイバー中
光パルス伝搬 解析に使用されていた高フーリエ変換ビーム伝搬法を参考にして，差分ビー
ム伝搬法を用いて解析できるようにした（図６）8)。
それにより留学生が多く 論文を投稿し学位取得まで繋がったで大きな貢献であったと思う。私自身も移籍当初から毎年ように学会発表を行ったが，偏光双安定面発光半導体レーザを用い(b) 回転 度特性 測定結果とギャップ内 音圧
FEM 解析結果
図５．機械的な摩擦を介さない超音波モータ

た全光学的 3R 中継器 動作特性 解析 9)で ，
海外で 発表を初めて経験することができた。ま

6)

−79 −

目次へ

（a） 入出力パルス 時間波形(a) 構とステータ I

振動モード

Revolution speed  [rpm](b) 周波数スペクトル



2000
1500

4
Traveling
wave type

3

Standing
wave type

2

1000
500
0

1

T0

0

0.5

1

1.5

Starting torque T0 [Nm]

5

2500

0
2.5

2

Gap distance g [mm](b) 回転度特性と起動トルク 測定結果

図７．定在波駆動方式 非接触型超音波モータ(c) ポンプ光，プローブ光，FEM 光 時間波形
図６．半導体光増幅器中 ４光波混合 解析結果

Double-disk rotor Shaft

8)

tr
tr
Lower air gap

た，半導体結晶成長装置（MBE）や X 線回折装

StatorBall bearing(a) 構

ット 交換作業を行ったことを思い出される。私にり，2006 年（平成 18）年度から非接触型超音波モータ 研究を再開した。こ 研究テーマで自ら成果発表と学生 研究指導を数多く行った。ギ
ャップ内

空気

複素音

と複素密度を導入した等価回路解析から，ギャップ長が狭い場合に

−80 −

3000
Revolution speed [rpm]

授に昇進されていた広瀬精二先生 研究室に戻g1

Pivot tipにクリーンルーム内で深夜に渡って何度もガスケ

河口先生が奈良先端大に転出されたため，教grDr

バーオープンを行った際に真空漏れが止まらず

2.7 非接触型超音波モータ

Upper air gap

Ds

置 管理運用も任されたが，MBE 装置 チャン

とって一番忙しい時期であった。

10)

2500

gr=0.8 mm
1.0

0.5
3.0

2000

0.2
5.0

1500
1000
500

Single-disk rotor

00.01(b) 回転0.1
1
Lower gap g1 [mm]
度特性 測定結果

図８．ダブルディスクロータをもつ屈曲進行波利用非11)
接触型超音波モータ目次へ

空気 粘性 影響が大きくなることを明らかにし，それを考慮した設計を可能にした

10)。また，ロー

タ 上下に定在波駆動した２つ ステータを円周方向に 1/4 周期ずらして配置した構ロータを 2 重にした構

10)（図８）11)を考案し，複数に対して問題解決 ため 助言やレーザドップラ

改

ウェアを販売・開発する企業から境界要素法を用いた音場解析ソフトウェア

提供を受けて，それまで FEM 解析で できなかったギャップ内 空
気 粘性 影響を考慮した音場解析を行えるようにし，実験結果 傾向を良く説明できるようした 12)。
ホームページに

音場解析ソフトー振動

度計や周波数分析装置などを利用した計測 指導を行っている。
３．終わりに42 年と 26 日間，縁 下 力持ちと思いながら研究室支援を行ってきたが，私支援が教員

研究成果 創出や多く 学生をエンジニアとして社会に送り出す手助けになった であれ，技術職員として冥利に尽きる思いである。そ 間に解析事例として，私 成果が掲載されている。

教員や学生に貢献できたと思えた時に不思議と

2.8 圧電セラミックス円板の内部電位の解析
広瀬精二先生ために検討を続けている。また，これまでに行ってきた超音波に関する経験と知見を生かし，学生善を図った。さらに FEM 等 科学技術計算ソフト

企業

した（図９）。現在，跳躍・降下現象 機構解明

（図８） や

ギャップを利用することで従来よりも特性

そ付近で極端に大きな内部電界が生じることを確認

やりがいと達成感を感じることができた

定年退職に伴い，2014（平成

利他的な性格が向いていた かもしれない。また，研26）年度から強力超音波 応用に関する研究を究支援分野 変更が多くなかったこと ，長年行っている足立和成教授 研究室で支援を行な経験を蓄積し，後に自ら 技術として研究室 教っている。強力超音波を得るために圧電振動子

員や学生に提供できた点で幸いなことであったとを大振幅で励振すると，共振周波数近傍で振動思っている。気づけ

変位が急激に跳躍また 降下する不安定な現象させていただいた（図１０）。そが生じる。厚さ方向に分極処理された圧電セラミて 成果であるが，私 支援が評価された証であックス円板 径方向振動を FEM で解析した結果，り，技術職員として 第一著者 成果と同じように共振尖鋭度を考慮した場合でも共振周波数近傍

大事に思いたい。最後に今あらためて振り返れで内部電位分布に乱れが生じ，円板中央 表面

技術職員として

z

分極方向

⇑

42 年と 26 日間 長いようで短く

先生方や技術職員
ur0

7 割 共著者とし感じるが，無事に勤め上げることができた

上部電極(V0)

R=20mmt=6mm

200 件を超える研究発表をr

下部電極(0 V)

諸先輩方，技術部

皆様にお世話になったおかげである。定年にあたり，
こ 場を借りて深く感謝申し上げます。

(a) 解析モデル(b) 振動モード（r-z 断面）(c) 内部等電位分布（r-z 断面）
図９．圧電セラミックス円板 径方向振動
結果

多く

FEM 解析
図１０．年度毎 外部発表 件数

−81 −

目次へ

参考文献
1) 尾山, 山吉, 富川, “Ｈ形縦振動子を用いた

8) 山吉, ダス, 河口, “半導体光増幅器中4光IF セラミックフィルタ”, 音響講論集, 2-6-9,波混合特性 ビーム伝搬法による解析”, 信学

pp.615-616, 1982.3.

技報, LQE98-76, pp.17-22, 1998.10.
9) H. Kawaguchi and Y. Yamayoshi, “All-optical

2) 尾山, 広瀬, 山吉, 清水, “交差指電極を用いた単一圧電磁器板屈曲振動子 理論解析”,

3R regeneration using an ultrafast polarization

音響講論集, 2-1-10, pp.777-778, 1987.10.

bistable VCSEL”, Conference on Lasers andElectro-Optics (CLEO) 2002, CThO38,3) 尾山, 山吉, 広瀬, 清水, ”分極と励振を両面

pp.531-532, Long Beach, USA, 2002.5.23.

交差指電極で行う屈曲振動子 有限要素法

10) 山吉, “非接触型超音波モータ 最適設計と解析”, 音響講論集, 1-5-13, pp.715-716,
1989.3.

定在波駆動方式による特性改善に関する研4) 近野, 尾山, 山吉, ”音片ジャイロスコープ”,

究”, 山形大学大学院理工学研究科学位論文,
2010.3.

特 願 昭 61-064861, 1986.3.25, 特 開 昭62-222120, 1987.9.30.

11) 山吉, 山崎, 広瀬, “ダブルディスクロータを

5) 尾山, 山吉, 清水, ”交差指電極を用いた圧もつ非接触型超音波モータ エアギャップ 音

電セラミック音片ジャイロ 電極構成と特性”,

場特性”, 音響論論集, 2-P-24, pp.1409-1412,

電気関係東北連大, 2C24, p.123, 1988.3.

2013.3.

6) 山吉, 曽根, 広瀬, 中村, “非接触型超音波モ12) 山吉, 広瀬, “非接触型超音波モータにおけ

動作解析に関する考察 ”, 信学技報,る空気 粘性と音響漏れを考慮した境界要素ータ

US93-46, pp.39-44, 1993.9.

法解析によるエアギャップ内

7) S. Hirose, Y. Yamayoshi and H. Ono, “A small

音場特性”, 音

響講論集, 2-P-5, pp.1341-1342, 2012.3.

non-contact ultrasonic motor”, Proc. of 1993
IEEE Ultrasonics symposium, Vol. 3, 1-4,
1993.11.

−82 −

目次へ

有機 EL 照明開発

実用化に至らなかった開発品
山形大学工学部技術部
イノベーションセンター

１ .は じ め に社 会 人 と な り 最 初 の 20 年 間 は 、 半 導 体 製 造
ラインでの生産技術業務を担当していました。
2003 年 よ り 有 機 EL 照 明 の 開 発 業 務 に 携 わ り
現 在 に 至 る 。本 稿 で は 、有 機 Ｅ Ｌ 照 明 開 発 業 務
中 に 試 作 評 価 し た デ バ イ ス の 中 で 、良 く 出 来 たと 思 っ た が 、実 用 化 に 至 ら な か っ た 開 発 品 に ついて発表します。

井上正宜

2.2 拡 散 反 射 デ バ イ ス の 特 性 確 認
2mm×2mm の ﾃｽﾄﾊﾟﾀｰﾝ に て 拡 散 反 射 デ バ イ ス
を 製 作 し 電 気 特 性 を 評 価 。そ の 結 果 を 図 1.3 に示す。

２. 拡散反射デバイスの開発
有 機 EL 発 光 デ バ イ ス の 試 作 を 重 ね る 中 で 高
効 率 で あ り 長 寿 命 な 有 機 Ｅ Ｌ 照 明 に は MPE デ バ
イ ス（ マ ル チ フ ォ ト ン デ バ イ ス ）が 最 適 で あ ると考え、その開発を実施した。
図 １ .3 拡 散 反 射 デ バ イ ス の 電 気 特 性

拡 散 反 射 構 造 と す る こ と に よ り 、 MPE 化 し ても重ね合せしたような理想的なスペクトルが得 ら れ た 。ま た ス ペ ク ト ル の 角 度 依 存 性 も 無 い
事も確認できた。
MPE 構 造 の 懸 念 を 全 て 払 拭 で き て お り 白 色 光源に応用する場に極めて有効な手段である。

図 1.1 マ ル チ フ ォ ト ン デ バ イ ス の 概 要

2.1 拡 散 反 射 デ バ イ ス 検 討 の 経 緯
有 機 Ｅ Ｌ 照 明 を MPE デ バ イ ス と し て 作 成 し た
場合に下記の問題点が発生していた。
① 発光スペクトルの角度依存が発生する。
② 光干渉による効率低下が発生する。
③ 光学設計する上で厚膜化し効率低下する。
こ れ ら の 要 因 は 負 極 側 が AL 電 極 で 鏡 面 構 造
デ バ イ ス と な る た め AL 面 の 反 射 が 光 取 り 出 し
効率を低下さることによる。
そ こ で 負 極 側 に も 陽 極 側 と 同 じ ITO 電 極 を 構
成し外面に拡散反射層を設置するデバイスを試 作 評 価 し た 。 図 1-2 に そ の 構 成 を 示 す 。
鏡 面 反 射 に 比 べ 拡 散 反 射 で は 、光 の 反 射 量 が一定量となる原理を応用した。

2.3 大 面 積 化 に お け る 課 題 と 対 策
大面積の拡散反射デバイスを製作するにあたり以下の課題がありその対策を実施した。
課 題 １ ，陰 極 に ITO を 使 用 し た た め 電 気 抵 抗値が高くなり大面積を均一発光させることが困難となる。
解 決 策 １ ，陰 極 ITO へ の 補 助 配 線 追 加 す る こと で 陰 極 ITO 面 内 抵 抗 の 値 を 低 く し た 。 図 1-4に 補 助 電 極 の 仕 様 を 示 す 。ま た 補 助 電 極 の 厚 さを 100nm か ら 200nm と 厚 く す る こ と で 面 内 発 光
分 布 の ば ら つ き を ±10%以 下 に し た 。図 1-5 に 2次元輝度計にて測定したデータを示す。

図 １ .4 拡 散 反 射 デ バ イ ス の 補 助 電 極 仕 様

図 1.2

拡散反射パネルの構成

−83 −

目次へ

３. 透明デバイスの開発
拡散反射デバイスの拡散反射層を透明ゲルに入れ替えることで透明デバイスとして利用
が 可 能 で あ る 事 を 確 認 し た 。図 1-9 に 透 明 デ バ
イ ス の 概 要 、 図 1-10 に 電 気 的 特 性 を 示 す 。

図 １ .5

2 次元輝度計の面内ばらつきデータ

課 題 ２ ，素 子 上 へ の 拡 散 反 射 層 の 形 成 が 困 難
解 決 策 ２ ，封 止 ガ ラ ス 面 へ 拡 散 反 射 層 を 形 成
す る プ ロ セ ス へ 変 更 。図 1-6 に 変 更 し た 封 止 プ
ロセスフローを示す。

図 １ .6

変更した封止プロセスフロー

2.4 拡 散 反 射 デ バ イ ス の 素 子 構 成 最 適 化
照 明 と し て 最 適 な 色 温 度（ 3000K～ 5000K）と
輝 度 5000cd/m2 の 性 能 を 出 せ る MPE 拡 散 反 射 デバ イ ス の 素 子 構 成 を 試 作 。具 体 的 に は RGB 各 色の 組 合 せ と 膜 厚 変 更 に よ る 確 認 。評 価 し た デ バ
イ ス の 電 気 特 性 を 図 1-7 に 示 す 。

図 １ .7

拡散反射デバイス最適化特性

図 １ .8最適化した拡散反射デバイス

図 １ .9透明デバイスの概要

図 １ .10

透明デバイスの電気特性

４ .ま と め
有 機 EL 照 明 開 発 に お い て 最 大 300mm×300mmの 基 板 サ イ ズ で 輝 度 5000cd/m2 の 拡 散 反 射 デ バ
イ ス 照 明 を 開 発 で き た 。ま た 内 部 ゲ ル 構 成 を 変
更することで窓などに応用可能な透明デバイスも開発できた。
こ の 開 発 品 は 実 用 化 に は 至 ら な か っ た が 、今後はプラスチック基板を利用したフレキシブ
ル化への応用展開に生かされる技術であると期待したい。
５ .最 後 に
照 明 業 界 は 、現 在 LED 照 明 に 独 占 さ れ て お り
有機ＥＬ照明は大きく市場から引き離されて
い ま す 。今 後 は 、光 に 対 す る 要 求 も 環 境 変 化 等
で 複 雑 化 し て く る と 予 想 さ れ ま す 。も し か し たら有機ＥＬ照明が新型コロウィルスを治療できるものに発展するかもしれません。
開 発 者 の 目 標 は そ れ ぞ れ 異 な り ま す が 、こ れ
か ら も 夢 を 実 現 で き る よ う 頑 張 り 、世 の 中 の 役に立てるよう努力していきたいと思います。
これまでご支援いただいた皆様に深く感謝いたします。

−84 −

目次へ

地域貢献活動報告
・高畠町亀岡地区

かめおか秋まつり「理科工作・実験教室」

目次へ

高畠町

かめおか秋まつり「理科工作・実験教室」

実施報告
松葉 滋

日 時：令和３年１０月１７日（日）１０：００～１２：００
場 所：高畠町亀岡地区公民館 屋外テント
テーマ：「液体窒素を使った実験の演示」
参加者：４５名
指導者：山吉康弘（統括技術長），村上 聡（地域連携担当）， 松葉 滋（副統括技術長）
高畠町亀岡地区公民館で開催される秋まつりへの参加は今回で９年連続となる。
昨年に引き続き新型コロナウイルスの感染防止対策が必要となるため米沢キャンパ
ス活動指針および広報室への確認を行い，屋外での開催であることから実施可能と判断した。活動レベルが昨年より引き上げられていることを考慮して実施テーマを担当者間で検討した結果，今回は「液体窒素を使った実験の演示」のテーマで臨むことにした。内容は 1）液体窒素についての説明，2）液体窒
素の温度測定，3）フライパンに液体窒素を入れると？，4）ビニール袋に液体窒素を閉じ込めと？，5）乾電池・コイルの冷却，復活，6）風船の収縮，復活，7）ペットボトル・
アルミ缶の収縮，復活，8）酸素の冷却で液体酸素の製造，9）炭酸ガスの冷却でドライ
アイスの製造，10）ヘリウムガスの冷却，11）
ボールの凍結，12）雲の発生である。これら
１２項目を２０分程度で行い参加者を入れ替えて実施した。当日の天気は雨が降り風も強く
とても寒かったがテントの外からも多くの人が興味を持って見ていた。今回の理科実験教室
も無事に終了することができた。

−87 −

目次へ

技術部職員活動実績
2021/4/1―2022/3/31

目次へ
活動実績
2021/4/1−2022/3/31
業績内容

実施年⽉⽇

所属

⽒名

2021/4-2022/3

計測技術室

坂原聖⼠

2021/12/2

計測技術室

増⽥純平

2022/3/28

計測技術室

増⽥純平

機器分析技術室

佐々⽊貴史

2022/3/2

統括技術⻑

⼭吉康弘

AIデザイン教育研究推進センターのディープラーニングシステムを利⽤した 2022/3/2

計測技術室

川⼝敏史

2022/3/2

計測技術室

堺三洋

2022/3/2

情報技術室

鈴⽊裕幸

2022/3/2

計測技術室

佐藤伸⼀

2022/3/2

情報技術室

佐藤早徒

2022/3/2

機器分析技術室佐藤翼

2021/6/22

計測技術室

菊地守也

2022/1/11

計測技術室

菊地守也

科学研究費補助⾦等の公募採択型の各種助成⾦の採択
ミトコンドリアDNA⾼精度定量システムを利⽤した受精卵品質評価法の確
⽴．科学研究費補助⾦（奨励研究）

学会や技術研究会等における技術・研究発表
サブビンを⽤いたスペクトル測定システムの基礎検討．2021年応⽤物理学
東北⽀部 第76回学術講演会．増⽥ 純平，⽊村 勇稀，伊藤 ⿓成，⼩坂 哲
夫，⻄舘 泉，佐藤 学．（オンライン開催）
サブビンを⽤いたスペクトル測定システムの基礎検討II．光・量⼦デバイス研究会．増⽥ 純平,伊藤 ⿓成,⼩坂 哲夫,⻄舘 泉,佐藤 学． 東北⼤学⻘葉⼭キャンパス
令和３年度東北地区国⽴⼤学法⼈等技術職員研修技術発表会
エネルギー分散型蛍光X線分析(EDXRF)における 測定値のずれとその対応策 2021/9/14
について

職員研修会等の学内における技術発表
2021年度⼭形⼤学⼯学部技術部技術談話会
技術職員として研究⽀援に携わってー42年と26⽇
2021年度⼭形⼤学⼯学部技術部技術発表会
深層学習の実⾏法-⾞両ナンバー⾃動検出アプリの開発に向けて2021年度⼭形⼤学⼯学部技術部技術発表会
新型コロナウイルス不活性化を⽬的とするUVCランプ強度分布計測
2021年度⼭形⼤学⼯学部技術部技術発表会
深層学習をHPに組み込む⽅法とそのシステム構成の検討
2021年度⼭形⼤学⼯学部技術部技術発表会
深層学習を活⽤した⾼精度ナンバープレート検出法の検討
2021年度⼭形⼤学⼯学部技術部技術発表会
SSL_VPN サービスの設計と新システムへの移⾏
2021年度⼭形⼤学⼯学部技術部技術発表会
薬品管理システム「IASO」の操作簡略化の検討

学術雑誌等への掲載論⽂
Akihiro Ohmatsuzawa, Moriya Kikuchi, Seigou Kawaguchi, and Jiro
Kumaki, “Molecular combing of various poly(n -alkyl asrylate) chains on
mica by the dipping method”, Langmuir , 2021, 57 , 7556-7564.
Kazuki Fukushima, Kodai Matsuzaki, Masashi Oji, Yuji Higuchi, Go
Watanabe, Yuki Suzuki, Moriya Kikuchi, Nozomi Fujimura, Naofumi
Shimokawa, Hiroaki Ito, Takashi Kato, Seigou Kawaguchi, and Masaru
Tanaka, “Anisotropic, degradable polymer assemblies driven by a rigidhydrogen-bonding motif that induce shape-specific cell responses”,

Macromolecules , 2022, 55 , 15-25.

- 91 -

目次へ
業績内容

実施年⽉⽇

所属

⽒名

2022/1/25

計測技術室

⽔⼝ 敬

2021/7/20

計測技術室

増⽥純平

2021/4/20

計測技術室

菊地守也

リッド材料の⾼屈折率⾼アッベ数実現への展開”, 光アライアンス , 2021, 31 , 2021/5/1

計測技術室

菊地守也

2021/10/23

統括技術⻑

⼭吉康弘

普通救命講習参加・修了

2021/11/11

環境・安全衛⽣担当

鈴⽊泰彦

⼤学等環境安全協議会 第37回⼤学等環境安全協議会技術分科会 参加

2021/11/25-26

環境・安全衛⽣担当

鈴⽊泰彦

2022/2/28

環境・安全衛⽣担当

鈴⽊泰彦

事件・実習技術研究会2022東京⼯業⼤学実⾏委員会 参加

2022/3/3-4

環境・安全衛⽣担当

鈴⽊泰彦

第82回応⽤物理学会秋季学術講演会（オンライン）

2021/9/10-13, 21-23

計測技術室

⽔⼝ 敬

第3回⽇本定量NMR研究会年会（オンライン）

2021/12/7

計測技術室

⽔⼝ 敬

令和3年度東北地区先端⾼分⼦セミナー（オンライン）

2022/3/3-4

計測技術室

⽔⼝ 敬

JEOLウェビナー フッ素含有化合物のNMR測定例（オンライン）

2022/3/4

計測技術室

⽔⼝ 敬

MATLABによるディープラーニング講習会.

2022/3/8,9

計測技術室

川⼝敏史

2021/10/27,28

情報技術室

⾼橋尚⽮

学術雑誌等への掲載論⽂
Yu-Hong Cheng, Reine Moriyama, Hinako Ebe, Kei Mizuguchi, Ryohei
Yamakado, Shotaro Nishitsuji, Takayuki Chiba, and Junji Kido.
Two-Step Crystallization for Low-Oxidation Tin-Based Perovskite LightEmitting Diodes.
ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, accepted"Improvement of frequency resolution using a sub-bin structure in thediscrete Fourier transform". Manabu Sato, Yuuki Kimura, Junpei Masuta,
Tetsuo Kosaka, and Izumi Nishidate. Appl. Opt., Vol. 60, Issue 21, pp.
6290-6301 (July, 2021). https://doi.org/10.1364/AO.426045

職務に関連する著作
松本 良憲, 菊地 守也, 鳴海 敦, 川⼝ 正剛, “分⼦量測定法−新校正SEC-MALS
法による無秩序分岐⾼分⼦の精密特性解析−”, ⾊材協会誌 , 2021, 94 , 104111.
榎本 航之, 中野 雅⽐古, 菊地 守也, 鳴海 敦, 川⼝ 正剛, “有機−無機ハイブ
5-12.

技術職員研修会等における講師担当作
⽇本学術振興会「令和３年度ひらめき☆ときめきサイエンス〜ようこそ⼤学の研究室へ〜KAKENHI」光トランシーバを作ろう！光無線と光ファイバ通信.

その他

個別研修以外での学内・外の研修参加等

⼤学等環境安全協議会 第14回実務者連絡会議術研修会「化学物質の⾃律的な管理と⼤学での教育」参加

⼭形⼤学⼯学部

Adobe MAX Japan 2021 オンライン受講
令和３年度東北地区国⽴⼤学法⼈等技術職員研修

オンライン参加

2021/09/14,/12/06

情報技術室

⾼橋尚⽮

令和３年度東北地区国⽴⼤学法⼈等技術職員研修

オンライン参加

2021/09/14,15

情報技術室

鈴⽊裕幸

令和３年度東北地区国⽴⼤学法⼈等技術職員研修

オンライン参加

2021/09/14,/12/06

計測技術室

増⽥純平

令和３年度東北地区国⽴⼤学法⼈等技術職員研修

オンライン参加

2021/09/14,15

計測技術室

佐藤伸⼀

令和３年度東北地区国⽴⼤学法⼈等技術職員研修

オンライン参加

2021/09/14,15

機器分析技術室

佐々⽊貴史- 92 -

目次へ

編集後記
2021 年度はいろいろなことが起きた一年でした。
コロナウイルスのワクチン接種が始まり、工学部でも職域接種を 2 回実施し学生・職員とその家族・一般の方など多数が接種しました。原油価格高騰に追い打ちをかけるようにロシアがウクライナに侵攻しさらにエネルギー資源が不足となっています。
東京オリンピックは 1 年延期で、北京冬季オリンピックは予定通り開催されました。本
当に開催できるのか危惧されておりましたが両オリンピックとも無事開催できこのコロナ
禍においても一筋の光が見えたように思えます。
コロナウイルスが蔓延して、この間さまざまな活動が制限され昨年度は技術部職員研修会、技術談話会が中止となりました。今年度は年度末ですがなんとか開催され本誌でもその内容を掲載することができました。当技術部には様々な技能や知識を持った技術職員がおります。それらのほんの一部ではありますがこれを吸収することにより新たな知見が生まれ技術者として成長する場合もあります。このような貴重な時間を今後も可能な限り共有できればと思います。
「技術報告 第２０巻」に原稿をお寄せいただきましたすべての執筆者ならびに作成にご協力頂いた皆々様にこの場を借りて厚く御礼申し上げます。
文 榎本正則
術報告第２０巻 編集委員
委員長

榎本正則

副委員長 佐々木貴史
編集委員 伊藤雄太 川口敏史 鈴木裕幸

山形大学工学部技術部

２０２１年度 技術報告 第２０巻
発行日

2022 年 9 月 30 日

発行者

山形大学工学部技術部

編集者

山形大学工学部技術部広報部会〒992-8510 米沢市城南４丁目３－１６
tech@yz.yamagata-u.ac.jp
https://tech-staff.yz.yamagata-u.ac.jp/−93 −