MAX31855 Ｋ型熱電対 温度測定モジュール（最大－２００～１３５０℃）

・工業用に用いられるＫ型熱電対を使った簡単温度測定モジュールです。
・専用ＩＣ MAX31855 により－200℃から+1350℃まで簡単に温度の測定ができます。
・温度は 0.25℃分解能、ディジタルで得られます。
・お使いのマイコンボードと組み合わせて簡単に温度計に！
・４００℃高耐熱シリカガラス被覆熱電対が付属します。
・動作電圧 3.3V
■仕様
熱電対コンバータ IC
熱電対の種類MAX31855K
K型

測定温度範囲

－２００℃～＋１３５０℃

Maxim Integrated Products
材質 +(クロメル), -(アルメル)
温度範囲：-200～1350℃ 起電力 約 41μV/℃
実際の測定範囲は使用する熱電対の耐熱温度によります。
IC の最大出力範囲は－２７０℃～＋１８００℃まで
14 ビット相当－２００℃～＋７００℃において（周辺温度－２０℃～＋８５℃）
それ以上は±4℃ ※熱電対の誤差は含みません
温度センサ内蔵
ネジ止め端子台も利用可能（別売）※5V 動作不可

0.25℃
±2℃

分解能
精度
補償回路
コネクタ
電源電圧
インターフェース
変換時間

冷接点補償
ミニチュア端子
3.3V±10%SPI
70ms (typical)■部品表
このキットの内容品は次の通りです。

MAX31855 基板

ミニチュア K 型熱電対コネクタ（ＩＣや抵抗・コンデンサはハンダ付けされています）（コの字型の金具は固定のためのものです）

ミニチュア熱電対プラグ
高耐熱シリカガラス被覆
K 型熱電対 0.32mm 径
約１ｍ （片側溶接加工済み）■ピン配置
123456

ピン番号

SO
VCC
SCK~CS
N.C
GND

名称機能

シリアル出力電源(3.0V~3.6V)
クロック入力チップセレクト
＜未接続＞
グランド

■組み立て
写真のように熱電対コネクタを基板にハンダ付けしてください。このコネクタはオメガ社が開発したミニチュアコネクタと呼ばれるもので業界標準規格です。コの字型の金具は差し込み部分を固定するためのものです。抜き挿しでかなり力がかかりますので、必ずハンダ付けしてください。
熱電対プラグは＋と－で太さが違うので逆には差し込めないようになっています。若干太い方が－側になります。
プラグは奥まで目いっぱい差し込んでください。
ミニチュアではなく市販のネジ止め端子台でも使えるようになっています。（端子台は別売）

■熱電対の接続◎付属の熱電対は高耐熱シリカガラス被覆（４００℃）のもので通常の白いガラス被覆（２５０℃）よりも高い耐熱性能を持っています。過熱使用限度は５００℃までです。付属の熱電対を黄色いコネクタにネジ止めします。

片側は被覆が剥がされ先端が溶接されてくっついています。この溶接された接点が感温部です。絶対切り離さないようにしてください。被覆のほつれが邪魔な場合ははさみなどで取り除きます。反対側を上写真のように加工してコネクタにネジ止めします。被覆を剥がす前に丸いゴムブッシュを通しておかないと後から入れにくくなってしまいます。写真のように被覆をニッパーなどで剥いてください。被覆の繊維がかなり出ますのでゴミ箱の上などで行うといいでしょう。２本の線はどちらも茶色で極性がわかりにくいですが、＋極側には少し青い繊維がスパイラル状に入っています。解らない場合は一度繋いでみて温度が逆に変化する場合繋ぎなおしてください。写真では解りやすくするため長くしておりますが、実際はもっと詰めないとコネクタ内に収まりません。
■インターフェース波形■配線
お使いのマイコンの SPI インターフェースに接続してください。スピー
ドは遅いので普通の I/O ポートでもコントロールできます。~CS ピン
は 10kΩで VCC に基板上でプルアップされています。
MAX31855 に対してのコマンドがないため SI ピンはありません。
~CS を下げてデータを読み取るだけの操作になります。
最大クロック周波数は 5MHz です。タイミングにつきましては
MAX31855 データシートをご覧ください。
■読み取りデータ
SCVSCG
OCフォルト内部温度データ
予約熱電対温度データ
予約ビット位置

D31D30…

D18

D17D16D15D14…

D4D3

数値

符号

MSB…

LSB

Res.

1=Fault

符号

MSB…

LSB

Res.

ビット位置
D[31:18]D17 と D3
D16
D[15:4]
D2
D1
D0

D1
1=Shortto GND

D01=Open説明
14 ビットの熱電対温度データです。上位ビットが符号ビットで２の補数で返します。数値は 0.25℃単位の摂氏です。
この温度データは冷接点補償がされていますので熱電対先端の温度を示します。
予約ビットで常に 0 を返します。
このビットは SCV, SCG, OC ビットがいずれかが１の時１を返します。
12 ビットの内蔵基準接点温度のデータです。上位ビットが符号ビットで２の補数で返します。数値は 1/16℃単位の摂氏です。
このビットは熱電対が VCC にショートしている場合に 1 になります。通常値は 0 です。
このビットは熱電対が GND にショートしている場合に 1 になります。通常値は 0 です。
このビットは熱電対が未接続もしくは断線した場合に 1 になります。通常値は 0 です。
熱電対温度データの例 (D[31:18])+1600.00℃
01 1001 0000 0000
+1000.00℃
00 1111 1010 0000
+100.75℃
00 0001 1001 0011
+25.00℃
00 0000 0110 0100
0.00℃
00 0000 0000 0000
-0.25℃
11 1111 1111 1111
-1.00℃
11 1111 1111 1100
-250.00℃
11 1100 0001 1000

■寸法図

D21=Shortto VCC

内部温度データの例 (D[15:4])+127.0000℃
0111 1111 0000
+100.5625℃
0110 0100 1001
+25.0000℃
0001 1001 0000
0.0000℃0000 0000 0000
-0.0625℃
1111 1111 1111
-1.0000℃
1111 1111 0000
-20.0000℃
1110 1100 0000
-55.0000℃
1100 1001 0000

■使用上の注意・免責事項など●本キットは主にエンジニアの方を対象にした製品です●本キットを使用したことによる、損害・損失については一切補償できません。
●熱電対の溶接部分は力をかける方向によっては簡単に外れますのでご注意ください。
●熱電対は使用環境により劣化の度合いが異なります。定期的に交換することを推奨します。●基板上の熱電対コネクタには銅で出来ている部分があり、経年変化で表面が多少酸化しますが動作には問題ありません。●製造上の不良、輸送上の破損がございましたら、良品とお取替えいたします。それ以外の責についてはご容赦ください。●この商品は鉛フリー（RoHS 適合）製品です。MADE IN JAPANCopyright © 2012,2018 Strawberry Linux Co., Ltd.
株式会社ストロベリー・リナックス ２０１２年２月 第１版
２０１８年１２月 第２版 ２０１９年８月第３版 無断転載を禁止します。