可燃性ガス探知器

XP-702Ⅲ

本質安全防爆構造 ExiaⅡBT3
高圧ガス保安協会検定合格品（XP-702Ⅲ-B）

もっと小さく・軽く、もっと使 いやすく。
ガス漏れ箇所をすばやく探知する

ガス探知器のロングセラー品がさらに使いやすく進化しました！
大幅に小型・軽量化 ※※当社従来品比わかりやすいLCD画面を搭載
電池残量や警報音・操作音のON/OFFなどがわかりやすい
LCD表示を採用。

アラームランプを2ヶ所に搭載

手元でランプが光るので、警報がわかりやすい。

微量なガスの検知が可能

わずか10ppm※から検知が可能です。
※フロンガスは30ppm

1台で2つのガスを検知可能（対象機種：XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F）（実物大）※写真はXP-702Ⅲ-B

熱源用の都市ガスやLPガス、冷媒用の代替フロンの漏えいを見逃しません。

検定合格品（指定要・EMC指令）

可燃性ガス探知器●XP-702Ⅲ

小型・軽量

ドレンフィルタセット（DF-114）

当社従来品より、体積を約50%、重量を約40%削減しました。
●自在型アタッチメント（AT-2G）

わかりやすいLCD表示

Ｏリング

電池残量や警報音・操作音のON/OFFなどがわかりやすいLCD表示を採用。

●

進化したドレンフィルタとアタッチメント

ドレンフィルタは取り外しがワンタッチでフィルタの交換が簡単。また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。
●

ポンプ復帰スイッチを搭載

排気口

ガス感度ランプ（緑）

ブザースイッチ
ポンプ復帰スイッチ（バックライトスイッチ）

ガス排気モードをオート化

電源を切る時（電源スイッチ3秒間押した時）に機器内にガスが残っていた場合、自動的に「自動ガス排気モード」に入り、機器からガスが抜けた時点で電源が切れます（最大60秒）。

●

ブザー孔

電源スイッチ／感度スイッチ

アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。

●

アラームランプ/
エラーランプ（赤）

保護等級IP22（JIS C 0920）相当※

アラームランプ／
エラーランプ（赤）※写真はXP-702Ⅲ-B
レザーケース装着時

雨水浸入などによる故障を防ぎます。※レザーケース装着時

仕様型
式
検 知 対 象 ガ ス
検知原理

XP-702Ⅲ-A

XP-702Ⅲ-B

XP-702Ⅲ-F

都市ガス、LPG等：3.3×10 -6Pa・m3/s
フロンガス：［R407C］
12.4g/年［R410A］
11.2g/年

検 知 可 能 濃 度
応 答 時 間検 知 表 示電源
電 池 使 用 時 間 ※1
防 爆 構 造 ※2
使用温湿度範囲
外 形 寸 法質量

都市ガス、LPG等：10ppm フロンガス：30ppm
3秒以内（フロンガスを除く）
断続音及びアラームランプの点滅
単3形アルカリ乾電池2本
約12時間（単3形アルカリ乾電池）［常湿・常温において］本質安全防爆（ExiaⅡBT3）-20〜+50℃、30〜85%RH以下（但し、結露なきこと）
W38×H130×D32mm（突起部を除く）
約190g（電池、レザーケースを含む）

付品 ※3

レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等

別売オプション ※4

なまし銅管、埋設管隙間用ガス捕集器、配管用ガス捕集器 等※1 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
※2 レザーケース装着の場合。
※3 仕様により内容が異なります。
※4 ガス捕集器セットを4種類用意しています。詳細はお問い合せください。

●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●探知器は指定対象ガスのものを、お使いください。指定の対象ガス以外でご使用になると事故の原因になるおそれがあります。

本社
東日本営業部
東
京
札幌営業所
仙台営業所
新潟営業所
静岡営業所
北関東出張所
千葉出張所
神奈川出張所
中 部 営 業 部
中部
北陸営業所
西日本営業部
関西
岡山営業所
広島営業所
九州営業所
京滋出張所姫路出張所

警報音表示

ポンプ動作表示

操作音表示※表示する対象ガス名は「13A」：都市ガス、「LPG」：LPＧ、「FLON」：代替フロンの3種類で、その他は「ETC」と表示します。

使用例

検知可能漏洩量属

電池残量表示ガス感度レベル、対象ガス名※、エラー表示

2種類の可燃性ガス 1種類の可燃性ガス 代替フロンと切替式（都市ガス、LPG等） 可燃性ガス切替式
熱線型半導体式

LCD画面【検知対象ガス】
フロ

ン R22、R32、R404A、R407C、R600a(i-B)、410A、R134a 他

可燃性ガス

水素、アンモニア、プロパン、ベンゼン、アセチレン、EO、エチレン、プロピレン、エタン、ブタジエン、ジクロルエタン 他※対象ガスをご指定ください。
※その他のガス種についてはお問合せください。
※性能向上のため予告なく変更する場合があります。

探知器の性能を維持し、安全を確保していただくために取扱説明書に沿って日常点検および定期点検を実施してください。

■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 − 5 − 4 TEL（06）6308−2111■ 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2（浜松町262ビル3F） TEL（03）5403−2703■ 〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2（札幌センタービル20F） TEL（011）231−1101■ 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7（ティエヌビルディング4F） TEL（022）295−6061（ファースト米山201） TEL（025）365−1390■ 〒950-0916 新潟市中央区米山３-１■ 〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7（三井生命静岡駅前ビル2F） TEL（054）255−1901■ 〒330-0855 さいたま市大宮区上小町544（武井ビル2F） TEL（048）643−1223■ 〒260-0834 千 葉 市 中 央 区 今 井 1 - 2 3 - 7（ S Yビ ル 2 F ） TEL（043）209−1650■ 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-3-1（新横浜アーバンスクエア6F） TEL（045）473−6451■ 〒460-0004 名 古 屋 市 中 区 新 栄 町 2 - 4（ 坂 種 栄ビ ル7 F ） TEL（052）951−2650■ 〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1（アーバンユースフルビル2F） TEL（076）234−5611■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 - 5 - 4 TEL（06）6308−2111■ 〒710-0826 倉 敷 市 老 松 町 2 - 7 - 4（ 倉 敷 ビ ル 5 F ） TEL（086）435−5087■ 〒732-0827 広島市南区稲荷町2−16（広島稲荷町第一生命ビル6F） TEL（082）568−2800■ 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1（NORITZビル5F） TEL（092）431−1881■ 〒520-0044 大津市京町4-4-23（アソルティ大津京町6F） TEL（077）526−8222■ 〒670-0965 姫路市東延末3-50（姫路駅南マークビル2F） TEL（079）225−8965※本カタログの記載事項は性能向上のため、予告なく変更する場合があります。

2017年10月制作
7618-K050