フローセンサ

配管内を流れる粉・粒の流れ検知＆詰まり予知に!!

KFD-1
KFD-2

KDS-1

これまで他方式では検出不能だった絶縁性粉体・低比重粉体の流れ検出が、超高感度検出回路採用で実現しました！

CAT.No.MF.MF2.DS-265-1904J

測定物の 流ダンパー

マイクロウェーブ式フローセンサ
24GHzの威力で高感度 ・ 高安定、ペレット1粒も見逃しません！

145

Φ114

Φ27212
67
19 48

加工 工程

加工 工程

■ 外形寸法図

サイクロン

サイクロン

原料サイロ

非接触でフローを検出！

取付ネジ部

G1B

ケース
材質 ： ADC

電線取出口

出荷

G3/4

粉体輸送ラインに

■特 長

■標準仕様

● 超高感度電

弊社独自の回路によりペレット1粒も見逃しません。

源：AC105V/210V ±10% 50/60Hz

消 費 電 力：5 VA● 間接検出

出 力 接 点：SPDT AC250V 5A

24GHzの威力によりガラスや合成樹脂等を透過し、間接検出が可能です。
●付 着

24GHzの威力により検出面の汚れやスケール等の影響を受けにくい性質です。

許 容 温 度：アンプ部 −20℃〜＋60℃
検 出 部 −20℃〜＋80℃（オプションMax120℃）
許 容 圧 力：0.5MPa
検 出 距 離：max1.5m （検出物による）
電 波 の 型 式：NON● 汎用性

感度調整により微小フローまたは多量のフローも検出できます。

周数：24.2GHz波

空 中 線 電 力：5.5mW■動作原理

ONディレイ時間：最大 約 10 秒 可変

24GHzのマイクロ波をセンサ先端より発射します。

OFFディレイ時間：最大 約 10 秒 可変

パイプライン内を移動する粉・粒体に当って反射された反射波は保 護 等 級：IP67
色：ゴールドドップラー効果により周波数のズレを変換増幅して接点信号として塗装出力します。

重今まで検出が難しかったシュートや空気輸送ラインなどの微小なオ プ シ ョ ン：増幅部分離型製作可能

量：約 1.5 kg

DC24V 仕様製作可能

粉・粒体の流れを確実に検出します。

結線図
標準型
感度粗調整
ボリューム

ON遅延時間設定ボリューム
MODELEKFD-1,SER NO,COARSE SEN S ADJ ON DELAY SET ADJ

動作表示灯（赤）オプション：センサ表示灯付
感度粗調整
ボリューム

ON遅延時間設定ボリューム
MODELE

KFD-1,
SER NO,COARSE SEN S ADJ ON DELAY SET ADJ

OUT PUT

感度微調整
ボリューム

L
H
,
FINE SEN S ADJ

MIN

L

MIN

H

MAX

OFF DELAY SET ADJ

POWER SOURCE
AC0V 105V 210V

MAX
N.O

OUT PUTCOM N.C

AC0V 105V 210V N.O COM N.C
計器電源

出力接点

OFF遅延時間
設定ボリューム

感度微調整
ボリューム

LH,
FINE SEN S ADJ

MIN

LMIN

H

POWER SOURCE
AC0V 105V 210V

センサ表示灯は、遅延設定（ON・OFF DELAY）に影響されず、フローの 有 無に 対して点 灯・消 灯 する
ので、フロー変化の著しいプロセスにおいて感度設 定と遅延設 定を有利に行えます。

センサ表示灯（緑）RELAY
ON INDSENSORON INDMAX

OFF DELAY SET ADJ

動作表示灯（赤）MAX
N.O

OFF遅延時間

OUT PUTCOM N.C

設定ボリューム

AC0V 105V 210V N.O COM N.C
計器電源

出力接点

流れをつかむ！！
バグフィルター

高感度パーティクルフロースイッチ

ピンポイント接触検出！
添加物

製品タンク

幅広いダイナミックレンジで排出される微粒子濃度を監視。
フロー/ノーフローを検出します。
■ 外形寸法図170
R1Φ114Φ22

Φ12Φ188030 20 30

混合タンク

主電極
絶縁物
接地電極

ケース
材質 ： ADC

電線取出口

G 3/4

おける「用途例」■特 長■標準仕様● 駆動部が無く、最小のメンテナンスで 高機能を維持できます。

電● 集塵機出口のダクトや 配管に 電極を一本取付けていただくだけで出 力 接 点 ：SPDT AC250V 5A

計測が可能です。

源 ：AC105/210V ±10％50/60Hz

許 容 温 度 ：アンプ部 −20 ℃〜 ＋60℃
検 出 部 −20 ℃〜 ＋80℃

● 取扱い、調整が容易です。

動 作 表 示 ：赤色 LED● バグのクリーニングサイクルによるパルス的なダスト濃度の上昇による誤作動を防止するため、アラーム遅延時間設定が可能です。
● 流速変化の影響を受けません。

ON ディレイ時間 ：最大約10秒 可変
OFFディレイ時間 ：最大約10秒 可変
セ ン サ 材 質 ：SUS304（オプション SUS316）● 高感度で低濃度測定が可能です。

取 付 方 法 ：ネジ（R1）、フランジ（JIS5K25A 以上）
推奨主電極長さ ：ダスト検出時ー 50～500mm、ダクト径の約1/2■動作原理

フロー検出時ー測定物が主電極へ確実に接触する長さ

KDS型ダスト・フロースイッチは物質がもった電気的な性質をとらえて接点出力する 新しい方式のセンサです。
濃度がプリセットされた値となったとき、接点を外部出力します。
低濃度から高濃度まで幅広いダイナミックレンジで対応できるので、漏れ検出からフロー検出まで広範なアプリケーションにご利用いただけます。バグフィルター、サイクロンからの漏れ検出で環境保全や原料・製品流出防止に貢献し、また空気輸送経路のフロー/ノーフロー検出により、コンタミネーション防止や混合品の品質管理などに効果を発揮します。

用途例

結 線図
OFF遅延時間

ON遅延時間設定ボリューム

設定ボリューム
SEN'S ADJ ON DELAY SET ADJ
OUT PUT

感度調整
ボリューム

OFF DELAY SET ADJ

動作表示灯（赤）AC0V 105V 210V NO COM NC

サイクロン詰まり検知
集塵機異常検知

計器電源 出力接点

粉体輸送ラインの詰まり検知

■標準仕様
標準仕様
源： AC105V/210V ±10% 50/60Hz

電

マイクロウェーブ式フローメータ

信 号 出 力： DC4 〜20mA

非接触で（DC4〜20mA ））連続出力（連続出力

許 容 温 度：ア ン プ 部 − 20 ℃〜＋ 60 ℃
検 出 部 − 20 ℃〜＋ 80 ℃
( オプション Max120℃)

KFD-1では困難な微小な濃度変化を取り出し可能。

許 容 圧 力： 0.5MPa
塗装色：ゴールド

出力

負 荷 抵 抗： 300Ω以下

結線図 / 外形寸法図
4mA オフセット
設定ボリューム

MODELE

KFD-2

212,
SER NO,COARSE SEN S ADJ ON DELAY SET ADJ

動作表示灯（赤）67

OUT PUTMIN

LMIN

H

MAXOFF DELAY SET ADJ

POWER SOURCE
AC0V 105V 210V

遅れフィルタ
設定ボリュームMAX
OUT PUT
M+M−

T.P＋

Φ27

感度微調整
ボリューム

LH,
FINE SEN S ADJ

145

19 48
Φ114

感度粗調整
ボリューム

−取付ネジ部

G1B

計器電源

ケース
材質 ： ADC

電線取出口

G3/4

出力信号 テスト
ポイント■型式対照表

KFD-

KDS-

感度

空白 ： 標準
D ： 低感度U ： 高感度仕様

空白 ： 標準
P ： ＋センサー表示灯付

検出電極の形状 1 ： 棒状裸
2 ： 棒状被覆
5 ： 上記以外のもの

耐震 空白 ： 標準
M ： アンプ樹脂モールド
耐熱

空白 ： 標準
H ： 耐熱型

構成

空白 ： 一体型
R ： 分離型

出力12検出電極長さ 1 ： 250mm まで
2 ： 251〜500mm
3 ： 501〜1000mm
4 ： 1001〜2000mm
5 ： 上記以外のもの

機器構成

1 ：コンパクト一体型： 接点出力
： 電流出力Line of business

粉・粒・液体………レベル制御機器総合メーカー●

回転式レベルスイッチ●

フロースイッチ●

振動式レベルスイッチ●

電極式レベルスイッチ●

振子式レベルスイッチ●

フロート式スイッチ●

音波式レベルスイッチ●

フロート式レベルメータ●

静電容量式レベルスイッチ●

超音波式レベルメータ●

静電容量式近接センサ●

コンベア周辺機器●

静電容量式レベルメータ●

ダストモニター

名古屋営業所 〒 464-0075 名古屋市千種区内山 3 丁目 10-17 TEL.052-741-2432 FAX.052-741-1588●

ダイヤフラム式レベルスイッチ●

ジルコニア酸素濃度計

大 阪 営 業 所 〒 530-0056 大 阪 市 北 区 兎 我 野 町 2 番 14 号 TEL.06-6312-2071 FAX.06-6314-0848●

チルトスイッチ●

レーザー式レベルメータ●

リーク式レベルスイッチ●

電波式レベルメータ●

マイクロウェーブ式スイッチ●

液体濃度・濁度計●

サウンジング式レベルメータ●

超音波流量計※ご使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
※予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。

オフィシャルサイト社 〒530-0056大阪市北区兎我野町2番14号
T E L . 06-6312-2071・FAX.06-6314-0848
e-mail: infoj@kansai-automation.co.jp
本東 京 支 店 〒 105-0013 東 京 都 港 区 浜 松 町 1 丁 目 2 9 - 6 TEL.03-5777-6931 FAX.03-5777-6933

九 州 営 業 所 〒 802-0003 北九州市小倉北区米町 1 丁目 1-21 TEL.093-511-4741 FAX.093-511-4580
代理店