■XP-302M-R-A-1■XP-302M-R-B-1■XP-302M-R-C-1■XP-302M-R-A-2■XP-302M-R-B-2■XP-302M-R-C-2

マルチ型ガス検知器

取扱説明書
この取扱説明書には左記 6 機種の取り扱い方法が記載されています。
●この取扱説明書は、必要なときにすぐ取り出して読めるように、できるだけ身近に大切に保管してください。
●この取扱説明書をよく読んで理解してから正しくご使用ください。
※防爆関連事項について確認のうえご使用ください。（P2 参照）

仕様コードの説明
XP-302M-R- ※1 - ※2
※ 1 検知対象ガス
A：酸素(O2)・可燃性ガス(COMB)
硫化水素(H2S)・一酸化炭素(CO)B：酸素(O2)・可燃性ガス(COMB)・硫化水素(H2S)
C：酸素(O2)・可燃性ガス(COMB)・一酸化炭素(CO)※ 2 主な付属品
1：1m ガス導入管(吸引パイプ付)
2：8m ガス導入管(サンプリングフロート付)

仕様文書番号

XP-302MRT

目

次

包装内容物の説明 ···········································

１

オプション（別売） ·················································

１

１．はじめに ···············································

２

防爆関連事項について ···············································

２

シンボルマークの説明 ···············································

２

安全にご使用いただくために ·········································

３

２．各部の名称とはたらき ··································
３．使用方法 ···············································

４
８

キャリングケースの使用方法 ·········································

８

準備 ·······························································

９

使用手順 ···························································

１１

ガス濃度画面の見方 ·················································

１３

ガス警報について ····················································

１４

ピークホールド機能について ·········································

１５

自動バックライトとバックライトタイマーについて ·····················

１５

各種機能と設定方法 ·················································

１６

各種機能と設定方法

警報テスト ········································

１７

各種機能と設定方法

ロギング ··········································

１８

各種機能と設定方法

警報レベル ········································

２３

各種機能と設定方法

時計合わせ ········································

２４

各種機能と設定方法

O2 モード設定 ·····································

２５

各種機能と設定方法

音量／サイレント ··································

２６

各種機能と設定方法

LCD コントラスト ·································

２８

各種機能と設定方法

表示設定 ··········································

２９

各種機能と設定方法

安全ロック ········································

３０

４．お知らせ及びエラーメッセージ ·························· ３３５．消耗品の交換方法 ······································· ３４
フィルタエレメントの交換 ···········································

３４

活性炭フィルタの交換 ···············································

３５

電池の交換 ·························································

３７

外部警報器（オプション）の電池の交換 ·······························

３７

６．保守点検 ··············································· ３８
日常点検 ···························································

３８

定期点検 ···························································

３９

主な交換部品 ·······················································

３９

７．故障とお考えになる前に ································ ４０
８．保証書と web ユーザー登録 ······························ ４１
９．廃棄について ··········································· ４１10．仕様 ··················································· ４２
11．検知原理 ··············································· ４４12．用語の説明 ············································· ４５

－ 包装内容物の説明 －包装箱の中に、下記のものが入っています。使用前に、必ずすべてがそろっているか確認してください。作業には万全を期していますが万一製品に破損や欠品がございましたら、お手数ですがお買上げ店または弊社までご連絡ください。送付させていただきます。
名称
マルチ型ガス検知器 XP-302M-R（キャリングケースおよびショルダーベルト付）

数量
1

XP-302M-R- □ -1 の場合
1m ガス導入管（ドレンフィルタおよび吸引パイプ付）
XP-302M-R- □ -2 の場合

18m ガス導入管（サンプリングフロートおよび収納ケース付）
XP-302M-R- □ -1
交換用フィルタエレメント（FE-2）2 枚入り
1

XP-302M-R- □ -2
交換用フィルタエレメント（FE-2）10 枚入（キャリングケース背面の収納ポケットにあります）
単 3 形アルカリ乾電池（LR6）パナソニック（株）

4

取扱説明書

1

検査成績書／保証書

1

web ユーザー登録のご案内

1

オプション（別売）
名称
外部警報器（8m ケーブル） AL-302M-R-8
ログデータ収集セット XP302ML※
ソフトウェア（CD-R）、USB ケーブル（1.8m）付
AC アダプタ AD-1（AC100-240V 50／60Hz）（防爆における非危険場所での使用に限ります）※ 下記の条件を満たすパソコンが必要です。
・Windows 搭載パソコン（対応の Windows バージョンおよびハードウェア要件については、お問い合わせまたは、ログデータ収集セット XP302ML の取扱説明書
等でお確かめください。）

－ 1 －

はじめに

1．は じ め に
このたびは、マルチ型ガス検知器 XP-302M-R をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
正しくお使いいただくために、この取扱説明書を必ずお読みになり、ガス事故防止、保守点検にお役立てください。
本器は、酸素（O2）・可燃性ガス（COMB）・硫化水素（H2S）・一酸化炭素（CO）の 4 種類（Aタイプ）または３種類（B または C タイプ）のガス検知を行い、各ガス濃度を同時に表示します。
また、あらかじめ設定された値（警報レベル）のガス濃度を検知すると警報を発し、酸素欠乏、ガス爆発、ガス中毒等による事故の未然防止にお役立ていただくためのガス検知器です。
ガス検知器を使用したことのあるないに関わらず、この取扱説明書をよく読んで内容を理解してください。本器を使用目的以外には使用しないでください。また、取扱説明書に書かれていない
使用方法では使わないでください。

防爆関連事項について
下記の防爆関連事項について、確認のうえご使用ください。
機器本体
防爆構造：Ex ibd ⅡB T3 X
定格
電源：DC3.0V 0.35A（パナソニック（株）製 LR6 1.5V 4 本）
可燃性ガスセンサ部：DC2.5V 0.13A
周囲温度：−20〜40℃
使用条件：・電池交換は非危険場所で行うこと。
・当社指定のキャリングケースに収納して使用すること。
・USB および AC アダプタは非危険場所でのみ使用すること。
・静電気の帯電による危険防止の総合的な対策として、携帯して使用する人の衣服は帯電防止作業服、履き物は導電性履き物（帯電防止作業靴）、床は導電性作業床（漏電抵抗 10M Ω 以下）であることが望ましい。
・酸素濃度測定に際しては、空気と可燃性ガスまたは蒸気および毒性ガスとの混合物中の酸素濃度の測定以外には使用しないこと。
外部警報器（オプション）
防爆構造：Ex ib ⅡB T3
定格 電源：DC3.0V 0.2A（パナソニック（株）製 LR6 1.5V 2 本）
周囲温度：−20〜40℃
使用条件：・電池交換は非危険場所で行うこと。
・当社指定の保護ケースに収納して使用すること。
・静電気の帯電による危険防止の総合的な対策として、携帯して使用する人の衣服は帯電防止作業服、履き物は導電性履き物（帯電防止作業靴）、床は導電性作業床（漏電抵抗 10M Ω 以下）であることが望ましい。

シンボルマークの説明
本文中に危険、警告、注意のマークが出てきます。これらのマークの定義は下記の通りです。

危険
警告
注意
メモ

回避しないと、死亡または重傷を招く切迫した危険な状況の発生が予見される内容を示しています。
回避しないと、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況が生じることが予見される内容を示しています。
回避しないと、軽傷を負うかまたは物的障害が発生する危険な状況が生じることが予見される内容を示しています。
取り扱い上のアドバイスを意味します。

－ 2 －

はじめに

1. はじめに（つづき）

安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために、下記の事項を必ずお守りください。

危険 ガス警報を発しましたら、直ちに爆発またはガス中毒の事故を防ぐために必要なすべての処置をしてください。

警告 ・電源を入れる時は、必ず清浄空気中で行ってください。自動的にゼロ調整を行いますので、ガス雰囲気中で行うと誤ったガス濃度が表示されます。
・吸引口および排気口をふさがないでください。ふさぐと検知できません。
・フィルタエレメントは、清浄な状態でお使いください。フィルタエレメントが汚れていたり、水分が付着していると、正常な検知ができません。
・センサユニットの保証は、お買上げ日より 1 年です。1 年を過ぎると、正常な検知ができないおそれがありますので、1 年を目安に交換してください。
・外部警報器の動作ランプ（緑色）が点滅または消灯していると異常または停止状態です。使用を中止し、7. 故障とお考えになる前に（P40）をご覧いた
だき処置をしてください。
ヶ月に 1 回程度）に電池残量注意 ・長期間ご使用にならない場合でも、定期的（1を点検してください。電池残量が少ないと電池の液漏れを生じるおそれがありますので新しい電池に交換してください。
・本器は本質安全防爆構造です（可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造）。分解、
改造、構造および電気回路の変更等はしないでください。防爆性能を損なう
おそれがあります。
・高温、多湿の場所に長く放置しないでください。機器の性能を損なうおそれがあります。
・使用温度／湿度範囲外での使用および急激な温度／湿度変化は避けてください。機器の性能を損なうおそれがあります。
・大きな気圧変化は避けてください。センサの性能を損なったり破損するおそれがあります。
・落としたり、ぶつけたり等の強い機械的ショックおよび強い振動などは避けてください。機器の性能を損なうおそれがあります。
・本器が結露した場合は、除去して完全に乾燥させた後に点検をしてからご使用ください。
・検知対象ガス以外のガス、溶剤の蒸気等も検知する場合がありますので測定環境を考慮してご使用ください。
・シリコーン系のシール材等を使用している周辺もしくはシリコーン系ガス雰
囲気下での使用は、機器の性能を損なうおそれがありますので避けてください。
・高濃度の二酸化硫黄（SO2）、塩素（Cl2）等のガスを検知すると、センサの寿命が短くなったり、誤差が大きくなるおそれがあります。
・測定環境の気圧が標準気圧と異なる場所（例えば、標高の高い場所など）での測定では、酸素センサが圧力依存を受けるため測定値の圧力補正を行ってください。
・電波の発生源近くでの使用は避けてください。使用中に無線機等に近づけると電波の影響で指示値のフラツキや警報を発する場合があります。
・本体部はキャリングケースによる簡易防滴です。できるだけ水等がかからないようにしてください。
・ガスセンサには有害な物質が含まれています。廃棄する場合は、産業廃棄物として処分してください。
・長期間使用しない場合でも、6 ヶ月に一度は電源を入れ、ポンプが吸引することを確認してください（3 分間程度）。長期間動作させずにいると、ポンプのモータ内のグリスが固まり動作しなくなることがあります。

－ 3 －各部の名称とはたらき

2. 各 部 の 名 称 と は た ら き
⑦
④

⑤

③

⑧

①

⑭

②
⑰
⑬
⑫
⑮ ⑯
⑥

右側面部

背面部

⑩

⑨

ら

き

⑪

名

No.

称

1

照度センサ

2

BATT. ランプ3

センサユニット

4
5
6
7

警報ランプ
排気口
ブザー孔
ガス導入管接続口

はた

明るさに応じて LCD のバックライトを自動点灯・消灯させます。（AC アダプタ（オプション）接続時には常時点灯します。）
電池電圧が低下すると点滅します。
ガス種毎のセンサが内蔵されています。
※可燃性ガス（COMB）用センサは耐圧防爆構造です。
ガス警報時に点滅します。
吸引したガスを排気します。
ブザーが鳴ります。
ガス導入管を接続します。

－ 4 －各部の名称とはたらき

2. 各部の名称とはたらき（つづき）
No.
8
9
10
11

名 称
外部警報器接続コネクタ
USB ポートカバー
DC ジャックカバー
電池カバー

12

は た ら き外部警報器（オプション）の接続口です。
USB ケーブル（オプション）の接続口のフタです。
AC アダプタ（オプション）の接続口のフタです。
電池収納部のカバーです。

POWER スイッチ

電源の入／切に使用します。

ZERO スイッチ

自動ゼロ調整に使用します。

確定スイッチ各種の機能設定時に使用します。

13
DISPLAY スイッチ 〈ガス濃度画面〉の切り替えに使用します。
14△ スイッチ各種の機能設定時に使用します。

15

PEAK スイッチ
BZ.STOP スイッチ
▽ スイッチ

ピークホールドの設定／解除に使用します。
ブザーの停止に使用します。
各種の機能設定時に使用します。

16

MENU スイッチ

各種の機能設定時に使用します。
ガス濃度や各種メッセージを表示します。
（ガス濃度の見方は P13 を参照）
a. 電池残量を表示します。

LCD 画面

電池残量

17

ｅ

ｄ

ｃ

ｂａ

多い・・・・・・・・・・少ない（点滅)(点滅）AC アダプタ接続時には電池残量と AC アダプタ
マークの交互表示になります。
AC アダプタ（電池残量と交互表示）
電池残量 多い・・・・・・・少ない（AC アダプタ接続時） b. ポンプ流量を表示します。
ポンプ流量 多い・・・・・・・・・・少ない（点滅）

c. 機器内部における吸気温度を表示します。
（温度センサが機器内部にあるため、外気とは異なった温度を示します。）
d. 時刻を表示します。
e. 年月日を表示します。(YY.MM.DD)－ 5 －各部の名称とはたらき

2. 各部の名称とはたらき（つづき）
1m ガス導入管
③
②
④
①

No.
1
2

名 称
ガス導入管
カプラ

3

ドレンフィルタ

4

吸引パイプ

は たらき
ガスをガス検知器へと導きます。（長さ 1m）
ガス検知器に接続します。
ガス検知器内部への水の浸入やホコリの侵入を防ぎます。
フィルタエレメント（FE-2）が取り付けられています。
ガスの吸引口です。

8m ガス導入管
④

⑤

⑥

③

No.
名 称
1 ガス導入管
2 カプラ
3 サンプリングフロート
4 接続口
5 フィルタエレメント（FE-2）
6 フロート
7 収納ケース

②

①

⑦

は
た ら き
ガスをガス検知器へと導きます。（長さ 8m）
ガス検知器とサンプリングフロートに接続します。
フロート付きガスの吸引口です。
ガス導入管を接続します。
ガス検知器内部への水の浸入やホコリの侵入を防ぎます。
サンプリング口が水に沈まないようにします。
ガス導入管とサンプリングフロートを収納します。

－ 6 －各部の名称とはたらき

2. 各部の名称とはたらき（つづき）

外部警報器（オプション）

③
②
⑥
④
⑤
①

名 称
保護ケース

は た
外部警報器を収納します。

2

動作ランプ（緑色）

動作状態を示します。
・点灯：動作中・点滅：ガス検知器の異常、通信異常または電池交換警報・消灯：停止中3

警報ランプ（赤色）

No.
1

ら

き

警報状態を示します。
・消灯：ガス警報なし
・点滅：ガス警報中

4

ブザー孔

ブザーが鳴ります。
・ガス警報時1 段目ガス警報時：ピッピ…ピッピ…と遅い断続鳴動
2 段目ガス警報時：ピィーピィーピィーと速い断続鳴動
・異常警報時ガス検知器の異常時：回復するまでブザーが断続鳴動
通信異常時：5 分間だけブザーが断続鳴動
電池交換警報時：10 秒間だけブザーが断続鳴動
終止電圧時：5 分間だけブザーが連続鳴動

56

通信ケーブル
コネクタ

外部警報器とガス検知器を接続します。（長さ 8m）
通信ケーブルをガス検知器に接続します。

－ 7 －

使用方法

3. 使 用 方 法
キャリングケースの使用方法

1m ガス導入管

ガス導入管と吸引パイ
プは背面のポケットに収納できます。

8m ガス導入管

ガス導入管を収納したまま、ドレンフィルタ
を側面に固定した状態でも使用できます。

収納ケース
8m ガス導入管収納ケースのベルトに、キャリング
ケースのベルトを通して携帯します。

補助ベルト

首に掛けて補助ベルトを調整すると水平に保持できます。
外部警報器（オプション）
も収納ケースに入ります。

－ 8 －

使用方法

3. 使用方法（つづき）

準備（1m ガス導入管・8m ガス導入管・外部警報器・AC アダプタの接続）
警告■

各接続部分が確実に接続されていることを確認してください。接続されていない状態では、正常な検知ができません。

1m ガス導入管の場合の接続
1．吸引パイプを、ドレンフィルタのネジ部に取り付けます。
2．ガス導入管のカプラを、ガス検知器のガス導入管接続口に「カチッ」というまで差し込みます。
※カプラを外す場合は、スリーブを引き上げると外れます。
スリーブ
回して取り付ける■

8m ガス導入管の場合の接続
1．ガス導入管のカプラをサンプリングフロートの接続口に「カチッ」というまで差し込みます。
2．ガス導入管のもう一方のカプラを、ガス検知器のガス導入管接続口に「カチッ」というまで差し込みます。
※カプラを外す場合は、スリーブを引き上げると外れます。
スリーブ

－ 9 －

スリーブ

使用方法

3. 使用方法（つづき）■

外部警報器（オプション）の接続
1．電池を入れます。（電池の入れ方はP37を参照）
2．ガス検知器の外部警報器接続コネクタのキャップを回して外します。
3．外部警報器接続コネクタにコネクタを差し込み（切込みを合わす）、ネジ部を回して固定します。
外部警報器接続
コネクタのキャップ

■

切込み

ネジ部

AC アダプタ（オプション）の接続（AC100V，，50/60Hz 電源を使用する場合）

警告 AC アダプタを防爆における危険場所では使用しないでください。

ガス検知器側面にある、DC ジャック
カバーを外してAC アダプタのプラグを差し込み、電源に接続します。（電池を使用する場合はP37を参照）

AC アダプタのプラグ・電池を入れないで AC アダプタだけで使用した場合、電池が入ってなくても電池残量がとで交互に表示されます。また、電源を切った状態で AC アダプタを外すと 1 時間程度※で時計が停止しますので、必要に応じて電池を入れてお使いください。（※条件により異なります）
・電池の液漏れを防ぐため、AC アダプタでご使用の場合でも、電池残量が少なくなれば新しい電池に交換してください。
・電源が入った状態で AC アダプタの抜き差しをしないでください。電源の切替え（電池⇔AC アダプタ）をする場合は､ 一旦電源を切ってからおこなってください。電源が入った状態で切替えると電源が切れる場合があります。

－ 10 －

使用方法

3. 使用方法（つづき）

使用手順
検 知 作 業 を 行 う 前 に 必 ず 「 日 常 点 検 」 （ P38 参 照 ） を 行 ってください。

警告
手 順

準備
P9参照

電源を

１ 入れる

暖機
運転

〈ガス濃度画面〉
を表示

検知

２ する

電源を

３ 切る

1．
．電源を入れる→暖暖機運転→〈〈ガス濃度画面〉を表示

警告

電源を入れる時は、接続した吸引パイプまたはサンプリングフロート
を必ず清浄空気中に置いて行ってください。自動的にゼロ調整を行いますので、ガス雰囲気中で行うと誤ったガス濃度が表示されます。

エラーメッセージが表示される場合は「お知らせ及びエラーメッセー
ジP33」を参照してください。

①｢POWER スイッチ」を約2秒間押します。ブザーが「ピコ」と鳴り、電源が入ります。
② LCD 画面に“準備中”のメッセージが表示されます（暖機運転中）。
外部警報器を接続している場合は、自動的に通信を開始し“接続を確認しました。”のメッセージが表示されます。
③ 1分以内にブザーが「ピ−」と鳴り、〈ガス濃度画面〉が表示されます。

－ 11 －

使用方法

3. 使用方法（つづき）

2．
．検知する
〈ガス濃度画面〉が表示されると、検知可能です。 〈ガス濃度画面〉→〈ガス濃度画面〉の見方はP13参照→ガス警報についてはP14参照

警告

指示値がフルスケールを越えた場合は、すみやかに清浄空気を吸引させてください。そのまま使用するとゼロへの戻りが遅くなったり、正常な検知ができなくなるおそれがあります。

注意 作業環境（温度、湿度等）が変わると21.0％、0 ％、0 ppm、がずれる
場合があります。そのときは必ず清浄空気中で、「ZERO スイッチ」
を約2秒間押してゼロ調整を行ってください。

一酸化炭素（CO）センサ部にはアルコールや硫化水素等の干渉ガスを除去するために、活性炭フィルタを内蔵しています。必要に応じて交換してください。（P35参照）

3．
．電源を切る注意①②

・電源を切る場合は、清浄空気中で（吸引パイプまたはサンプリング
フロートを清浄空気中に置いて）、全てのガス濃度が“0”になってから行ってください。
・高湿度の空気を吸引した場合は、常湿の清浄空気を5分以上吸引させてから電源を切ってください。

「POWER スイッチ」を押し続けます。
ブザーが「ピッ、ピッ、ピッ」と鳴ると同時に電源OFF のカウントダウン
がLCD 画面で始まりますので「0」になるまでスイッチを押すとブザーが「ピー」と鳴りLCD 画面の表示が消えて、電源が切れます。

－ 12 －

使用方法

3. 使用方法（つづき）

ガス濃度画面の見方
最大4種類のガス濃度を同時に表示します。ガス濃度画面表示は3通りあり「DISPLAYスイッチ」を押す度に切り替わります。
電源投入時に最初に表示される画面表示は「表示設定」（P29参照）にて設定します。
〈H2S表示拡大図〉
バーグラフの表示範囲

通常
表 a．検知したガス濃度を表示します。
示
b．濃度単位を示しています。
c．ガス種を示しています。

O2：0-25vol%
H2S：0-30ppm
COMB：0-100%LEL
CO：0-150ppm

d．検知したガス濃度をバーグラフ
で表示します。
g．左の印：警報レベル［L］を示しています。
右の印：警報レベル［H］を示しています。
〈H2S 表示拡大図〉

グラ
フ a．検知したガス濃度の1分毎のピー c．ガス種を示しています。
表
ク値を、最新54分間分トレンドグ d．フルスケールを示しています。
示
ラフで表示します。
e．下の印：警報レベル［L］を（酸素の場合、ピーク値の設定が下限示しています。
の場合は最低濃度を表示します。）
上の印：警報レベル［H］をb．検知したガス濃度と濃度単位を示示しています。
しています。
文
字列表
示

対象ガス名を和文表示にして、ガス濃度を一括表示します。

・ガス濃度がサービスレンジを越えている場合は、濃度表示は「― ― ―」とフルスケール
値との交互表示となります。
・センサ異常等で検知不能となった場合は、当該センサの表示部のみ黒く塗りつぶされます。

－ 13 －

使用方法

3. 使用方法（つづき）

ガス警報についてガス濃度が警報レベルに達すると、ガス警報を発します。ガス検知器の警報動
作は下表の通りです。（外部警報器（オプション）の警報動作はP7参照）
ガス濃度が警報レベルに満たなくなると、ガス警報は自動的に解除されます。
ガス警報中に「BZ.STOP スイッチ」を約0.5秒間押すとブザーのみ停止できます。
酸素（O2）において、ガス警報のモードを上下1段に設定している場
合（P25参照）は、LCD 画面、ブザーおよび警報ランプの動作は上下ともに表中の2段目と同じになります。

例）酸素濃度の表示の場合（1段目警報19.5%、2段目警報18.0%）
LCD 画面
通
常
表
示
１
段
目

２
段
目

警報
ランプ

AL1が点滅グラフ
表示

AL1が点滅文
字列表示

AL1と濃度が交互点滅

通
常
表
示

ブザー

ピッピ・・・
ピッピ・・・と遅い断続鳴動

AL1

ブザーと
同周期で
交互点滅

AL2と表示部全体が交互点滅

グ
ラ
フ
表
示

AL2と表示部全体が交互点滅

文
字
列
表
示

AL2と表示部全体が点滅

ピィーピィーと速い断続鳴動－ 14 －

使用方法

3. 使用方法（つづき）

ピークホールド機能について
ピークホールド機能を設定すると、設定後に検知したガス濃度のピーク値を表示し続けます。可燃性ガス（COMB）・硫化水素（H2S）・一酸化炭素（CO）は最高濃度を、酸素（O2）は最低濃度（初期設定の場合）を保持表示します。
〈ガス濃度画面〉の年月日表示の箇所に「PEAK」
が点滅表示され、ガス濃度はピーク値を表示します。
〈ガス濃度画面〉

設
定 「PEAK スイッチ」を方3秒以上押す法解
除 「PEAK スイッチ」を 通常のガス濃度値に戻り、ピーク値はクリアされ方2秒以上押すます。
法
ピークホールド機能に設定してあっても、電源を切るとピークホール
ド機能は解除されます。

自動バックライトとバックライトタイマーについて
・自動バックライト
明るさセンサにより、周囲が暗くなると自動的にLCD 画面のバックライトが点灯し、明るくなると消灯します。
・バックライトタイマー
設定時間が経過するか周囲が明るくなるとLCD 画面のバックライトが消灯します。
（設定方法については、P29表示設定参照）
設定可能な時間[―――] 分
10分まで5分間隔
10分〜60分まで10分間隔
60分〜600分まで30分間隔

説

明明るくなるまで連続して点灯
設定時間［分］経過または、明るくなると消灯

AC アダプタ（オプション）を接続した場合はLCD 画面のバックライ
トが常時点灯となります。

－ 15 －

使用方法

3. 使用方法（つづき）

各種機能と設定方法「MENU スイッチ」を押すと〈メニュー画面〉が表示さ 〈メニュー画面〉
れます。ここから、各種の機能実行や設定を行います。

項目一覧
警報テスト

ロギング

設定

機能と設定内容
警報のランプおよびブザーの動作テストを行います。
また、ここでガス警報の音量を調整することもできます。
検知した日時、ガス濃度および温度を、設定した周期でロギング（記録）します。
この機能では次の操作ができます。
・ロギングの開始
・ロギングの停止
・ロギングデータの削除
・ロギング周期の設定
警報レベル（※）
警報レベルの変更を行います。
時計合わせ
日時の設定を行います。
酸素（O2）のガス警報およびO2モード設定（※） ピークホールド機能のモードの選択を行います。
ガス調整を行います。
ガス調整が適正でないと正常なガス検知ができなくなり危険です。
ガス調整（※）
安全管理者等の方以外は実行しな
いでください。ガス調整はお買上
げ店または弊社にお申し付けください。
ブザー音量の変更およびサイレン
音量／サイレント
ト設定を行います。
ディスプレイのコントラスト調整
LCD コントラストを行います。
ガス濃度画面の表示切換え、日本
表示設定
語/英語の切換えおよびバックライ
トタイマー設定を行います。
左列（※）印の3機能にロックをかけ変更できなくします。変更す安全ロック
るにはロックを解除する必要があります。出荷時はロック状態です。

－ 16 －

参照
ページ
P17

P18〜
P22

P23
P24
P25

－

P26〜
P27
P28
P29～
P30
P30〜
P32

使用方法

3. 使用方法（つづき）
各種機能と設定方法

警報テスト① 「MENU スイッチ」を押して〈メニュー画面〉を表示させます。

②〈メニュー画面〉“警報テスト”が選択されている状態なので、「確定スイッチ」を押します。

③ 〈アラームテスト画面〉が表示されて、警報ラ
ンプが点滅し、ブザーが鳴ります。

〈アラームテスト画面〉

サイレントモード設定を行っている場合は、“サイレントモードヲカ
イ ジ ョ シ マ ス カ ？ ”と 表 示 さ れ ます。解除を選択すると、サイレン
トモードは解除され、警報テストが実行されます。
〈外部警報器を接続している
場合のアラームテスト画面〉

外部警報器を接続している場合「MENUスイッチ」を押して“ガイブ オンリョウ”
を選択すると、ブザーは外部警報器のみ鳴ります。
④ 「△スイッチ」「▽スイッチ」を押すとブザー
音量を調整できます。

警告⑤

ここでのブザー音量の変更は、ガス警報時のブザー音量にも適用されます。

「確定スイッチ」を押すと、警報テストは停止し、〈ガス濃度画面〉に戻ります。

－ 17 －

使用方法

3. 使用方法（つづき）
各種機能と設定方法

ロギング①「MENU スイッチ」を押して〈メニュー画面〉を表示させます。

②「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押し“ロギング”を選択して、「確定スイッチ」を押します。

③ 〈ロガー画面〉が表示されます。「△スイッチ」
または「▽スイッチ」を押して実行したい項目を選択し、「確定スイッチ」を押します。

〈メニュー画面〉〈ロガー画面〉

項 目

実 行 内 容ロギングを開始します
スタート
P19参照
ロギングを停止します
テイシ（画面には表示されません） P20参照
ロギングデータを消去します
ショウキョ
P21参照
ロギング周期を設定します
カンカク
P22参照

警告

USB ケーブルを防爆における危険場所では接続しないでください。
購入後、初めてご使用になる前に・購入後、初めてご使用する場合は、最初にロギングデータの消去（フォーマット）が必要です。（P21参照）
・また、時計が停止（“00.01.01L00：00”で点滅）した状態ではロギングが開始できません。時計を合わせてからご使用ください。
（P24参照）

ロギングデータを読み出すには、パソコン（条件はP1参照）とログ
データ収集セットXP302ML（オプション）が必要です。なおデータ
はCSV ファイル形式になっており、表計算ソフト（例えばWindowsⓇ
Excel）で開くことができます。

－ 18 －

使用方法

3. 使用方法（つづき）■ ロギングを開始する① P18①〜②を行い〈ロガー画面〉を表示させます。

〈ロガー画面〉

ロギングは、1周期中毎に瞬時値を取得します。ロギングの周期「カンカク」およびロギング可能な残時間「ノコリ」は画面の下に表示されます。周期を変更する場合は
P22を参照してください。
なお、ロギング中に残時間がなくなるとロギングは自動停止します。

②“スタート”が選択されている状態なので、「確定スイッチ」を押します。

③〈ロギング開始画面〉が表示され、ロギングを開始します。

〈ロギング開始画面〉④「MENU スイッチ」を押すと、〈ガス濃度画面〉に戻ります。
ロギング中は〈ガス濃度画面〉の年月日表示の箇所に「LOGGING」が点滅表示されます。

〈ガス濃度画面〉

ロギング開始時またはロギング中に“カイシ デキマセン トケイ ヲ ア
ワセテ クダサイ”または、“[LOGGER STOP] ＊＊ロガーテイシ＊＊”と表示された場合は、[4. お知らせ及びエラーメッセージ] を参照してください。（P33参照）－ 19 －

使用方法

3. 使用方法（つづき）■ ロギングを停止する① P18①〜②を行い〈ロギング中画面〉を表示させます。

〈ロギング中画面〉②「確定スイッチ」を押すとロギングが停止し、〈ロギング停止画面〉が表示されます。

〈ロギング停止画面〉③「MENU スイッチ」を押すと、〈ガス濃度画面〉に戻ります。

－ 20 －

使用方法

3. 使用方法（つづき）■ ロギングデータを消去する① P18①〜②を行い〈ロガー画面〉を表示させます。

〈ロガー画面〉②「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押し“ショウキョ”を選択して、「確定スイッチ」
を押します。

③〈一括消去画面〉が表示されます。

〈一括消去画面〉④「確定ボタン」を押すとロギングデータが消去され、〈消去完了画面〉が表示されます。

〈消去完了画面〉

ロギングデータは全て消去されます。必要なデータはログデータ収
集セットXP302ML（オプション）
でパソコンに保存してください。

⑤「MENU スイッチ」を押すと、〈ロガー画面〉に戻ります。

－ 21 －

使用方法

3. 使用方法（つづき）■ ロギング周期を変更する① P18①〜②を行い〈ロガー画面〉を表示させます。

②「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押し“カンカク”を選択して、「確定スイッチ」
を押します。

③〈周期設定画面〉が表示されます。「△スイッチ」「▽スイッチ」を押して数値を変更します。 “ノコリ”はロギング可能な残時間を示しています。例）30sec（秒）周期の場合は最大150H（時間）、300sec（秒）周期の場合は最大1500H（時間）〈ロガー画面〉〈周期設定画面〉

設定可能なロギング周期
0.5秒
1秒〜10秒まで1秒間隔
10秒〜60秒まで10秒間隔
60秒〜600秒まで60秒間隔
600秒〜3600秒まで600秒間隔④「確定スイッチ」を押すと変更内容が確定し、〈ロガー画面〉に戻ります。

－ 22 －

使用方法

3. 使用方法（つづき）
各種機能と設定方法

警報レベル

安全ロックがかかっている場合は警報レベルを変更できません。先に安全ロックを解除してください。（P31参照）

警告

警報レベルの設定は非常に重要です。変更する場合は、必ず安全管理者等の方が行ってください。なお、変更した場合は必ず、全ての設定
値が間違っていないことを確認してください。
ガス種別の設定内容については、対応ガス種にかかわらず4種のガスを表示しますが、対応していないガス種については設定内容が無効になっています。

①「MENU スイッチ」を押して〈メニュー画面〉を表示させます。

②「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押し“設定”を選択して、「確定スイッチ」を押します。

③〈設定1/2画面〉が表示されます。“ケイホウレベル”が選択されている状態なので、「確定スイッチ」を押します。

〈設定1/2画面〉④〈警報レベル画面〉が表示されます。「確定スイッチ」を押して変更したい項目を選択します。

〈警報レベル画面〉⑤「△スイッチ」「▽スイッチ」を押して数値を変更します。（押し続けると数値が自動でかわります。）
設定可能範囲O2:18〜25vol%、COMB:5〜60%LEL
H2S:1.5〜30ppm、CO:15〜150ppm⑥「確定スイッチ」を押すと変更内容が確定します。

⑦「MENU スイッチ」を押すと〈ガス濃度画面〉に戻ります。
－ 23 －〈メニュー画面〉

LEL

使用方法

3. 使用方法（つづき）
各種機能と設定方法

時計合わせ

①

「MENU スイッチ」を押して〈メニュー画面〉を表示させます。

②「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押し“設定”を選択して、「確定スイッチ」を押します。

③〈設定1/2画面〉が表示されます。「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押して“トケイアワセ”を選択し、「確定スイッチ」を押します。

〈設定1/2画面〉④〈時計合わせ画面〉が表示されます。「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押して変更
したい項目を選択し、「確定スイッチ」を押します。

〈時計合わせ画面〉⑤「△スイッチ」「▽スイッチ」を押して数値を変更します。

〈時計合わせ画面〉⑥「確定スイッチ」を押すと変更内容が確定します。

⑦「MENU スイッチ」を押すと〈ガス濃度画面〉に戻ります。

－ 24 －〈メニュー画面〉

使用方法

3. 使用方法（つづき）
各種機能と設定方法

Ｏ２モード設定

安全ロックがかかっている場合はO2モード設定を変更できません。先に安全ロックを解除してください。（P31参照）

警告

O2モード設定を変更する場合は、必ず安全管理者等の方が行ってください。なお、酸素欠乏検知の場合のモード設定はシタ2ダンを使用してください。
〈メニュー画面〉①「MENU スイッチ」を押して〈メニュー画面〉を表示させます。

②「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押し“設定”を選択して、「確定スイッチ」を押します。

③〈設定1/2画面〉が表示されます。「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押して“O2モードセッテイ”を選択し、「確定スイッチ」を押します。

〈設定1/2画面〉④〈O2モード設定画面〉が表示されます。「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押して希望の O2モードを選択します。

〈O2モード設定画面〉

モード
ウエ, シタ1ダン ↓ピーク
ウエ, シタ1ダン ↑ピーク

⑤

シタ2ダン

↓ピーク

ウエ2ダン

↑ピーク

警報設定
1段目警報［L］下限警報
2段目警報［H］上限警報
1段目警報［L］下限警報
2段目警報［H］上限警報
1段目警報［L］下限警報
2段目警報［H］下限警報
1段目警報［L］上限警報
2段目警報［H］上限警報

ピークホールド設定
最低値を保持最高値を保持最低値を保持最高値を保持「確定スイッチ」を押すと選択内容が確定し、〈警報レベル画面〉に戻ります。
－ 25 －

使用方法

3. 使用方法（つづき）
各種機能と設定方法

警告

音量／サイレント

警報音量を変更する場合は、必ず安全管理者等の方が行ってください。なお、音量を変更した場合は必ず警報テストで変更内容を確認してください。
〈メニュー画面〉①「MENU スイッチ」を押して〈メニュー画面〉を表示させます。

②「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押し“設定”を選択して、「確定スイッチ」を押します。

③〈設定1/2画面〉が表示されます。「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押し“2/2ページ
へ”を選択して、「確定スイッチ」を押します。

〈設定1/2画面〉④〈設定2/2画面〉が表示されます。“オンリョウ／サイレント”が選択されている状態なので、「確定スイッチ」を押します。

〈設定2/2画面〉－ 26 －

使用方法

3. 使用方法（つづき）⑤〈音量設定画面〉が表示されます。「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押して変更したい
項目を選択し、「確定スイッチ」を押します。
項 目

変

更

内

〈音量設定画面〉

容

サイレント

サイレントモードに設定すると全てのブザーが停止します。
サイレントモード解除
サイレントモード設定

ホンタイ

ガス警報時の本体のブザー音量を設定します。

ガイブ

ガス警報時の外部警報器のブザー音量を設定します。

ソウサ

操作音およびエラーメッセージ表
示時のブザー音量を設定します。

⑥「△スイッチ」「▽スイッチ」を押して設定を変更します。

⑦「確定スイッチ」を押すと変更内容が確定します。

⑧「MENU スイッチ」を押すと〈ガス濃度画面〉に戻ります。
サイレントモードに設定した場合は〈ガス濃度画面〉の年月日表示の隣に
が点滅表示
されます。

－ 27 －〈ガス濃度画面〉

使用方法

3. 使用方法（つづき）
各種機能と設定方法

LCD コントラスト①「MENU スイッチ」を押して〈メニュー画面〉を表示させます。

②「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押し“設定”を選択して、「確定スイッチ」を押します。

③〈設定1/2画面〉が表示されます。「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押し“2/2ページ
へ”を選択して、「確定スイッチ」を押します。

〈設定1/2画面〉④〈設定2/2画面〉が表示されます。「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押して“LCD コ
ントラスト”を選択し、「確定スイッチ」を押します。

〈設定2/2画面〉⑤〈LCD コントラスト画面〉が表示されます。
「△スイッチ」「▽スイッチ」を押して数値を変更します。

〈LCD コントラスト画面〉⑥「確定スイッチ」を押すと変更内容が確定し、〈ガス濃度画面〉に戻ります。

－ 28 －〈メニュー画面〉

使用方法

3. 使用方法（つづき）
各種機能と設定方法

表示設定①「MENU スイッチ」を押して〈メニュー画面〉を表示させます。

②「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押し“設定”を選択して、「確定スイッチ」を押します。

③〈設定1/2画面〉が表示されます。「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押し“2/2ページ
へ”を選択して、「確定スイッチ」を押します。

〈設定1/2画面〉④〈設定2/2画面〉が表示されます。「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押して“ヒョウジセッテイ”を選択し、「確定スイッチ」を押します。

〈設定2/2画面〉⑤〈表示設定画面〉が表示されます。「△スイッチ」「▽スイッチ」を押して変更したい項目を選択し「確定スイッチ」を押します。

〈表示設定画面〉

項 目［ニホンゴ］/［English］

変更内〈メニュー画面〉

容

表示画面を日本語か英語に切換えます。
*日本語仕様は英語表示に設定できません。

起動時の画面表示を設定します。
ガメン
ガメン1・・・通常表示タイプ［1］/［2］/［3］ ガメン2・・・文字列表示（和文／英文）
ガメン3・・・グラフ表示
バックライト
バックライトの点灯時間を設定します。
タイマー［- - -］分－ 29 －

バックライトタイマーの詳細については、P15を参照ください。

使用方法

3. 使用方法（つづき）⑥「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押して設定を変更します。

⑦「確定スイッチ」を押すと変更内容が確定します。「MENU スイッチ」を押すと〈ガス濃度画面〉に戻ります。

各種機能と設定方法

警告〈表示設定画面〉

安全ロック

安全ロックの設定は非常に重要です。解除する場合は、必ず安全管理者等の方が行ってください。

安全ロックを設定すると下記3つの機能に同時にロックをかけ設定変更をできなくすることができます。設定変更をするには、安全ロックを解除する必要があります。
※出荷時は安全ロックが設定された状態です。
警報レベル、O2モード設定、ガス調整■ 安全ロックを設定する① 「MENU スイッチ」を押して〈メニュー画面〉を表示させます。
②「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押し“設定”を選択して、「確定スイッチ」を押します。

③〈設定1/2画面〉が表示されます。「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押し“2/2ページ
へ”を選択して、「確定スイッチ」を押します。

④〈設定2/2画面〉が表示されます。「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押して“アンゼンロック”を選択し、「確定スイッチ」を押します。

－ 30 －〈メニュー画面〉〈設定1/2画面〉〈設定2/2画面〉

使用方法

3. 使用方法（つづき）⑤「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押して安全ロックを解除からロックに変更します。
〈安全ロック解除画面〉〈安全ロック画面〉〈安全ロック設定後画面〉⑥「確定スイッチ」を押すと変更内容が確定され、ロックのかかった機能にロックマークが表示されます。
（「確定スイッチ」を押す前に「MENU スイッ
チ」を押すと変更が反映されずに〈ガス濃度画面〉に戻ります。）⑦「MENU スイッチ」を押すと、〈ガス濃度画面〉に戻ります。

■ 安全ロックを解除する① 「MENU スイッチ」を押して〈メニュー画面〉を表示させます。
②「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押し“設定”を選択して、「確定スイッチ」を押します。

③〈設定1/2画面〉が表示されます。「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押し“2/2ページ
へ”を選択して、「確定スイッチ」を押します。

－ 31 －〈メニュー画面〉〈設定1/2画面〉

使用方法

3. 使用方法（つづき）④〈設定2/2画面〉が表示されます。「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押し“鍵マーク”を選択して、「確定スイッチ」を押します。
“鍵マーク”は最初は表示されていませんが、「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押して“鍵マーク”の位置に来ると表示されます。

⑤「△スイッチ」または「▽スイッチ」を数回押すと鍵マークが移動して鍵穴に近づきますので、その時に「確定スイッチ」を押します。
〈鍵移動画面〉⑥〈設定2/2画面〉〈鍵穴に近づいた画面〉「△スイッチ」または「▽スイッチ」を押して安全ロック解除を選択します。
〈安全ロック画面〉〈安全ロック解除画面〉⑦「確定スイッチ」を押すと選択内容が確定され、ロックマークが消えて安全ロックが解除されま す。 （「確定スイッチ」を押す前に「MENU スイッチ」を押すと変更が反映されずに〈ガス濃度画面〉に戻ります。）⑧「MENU スイッチ」を押すと〈ガス濃度画面〉に戻ります。

－ 32 －〈安全ロック解除後画面〉

お知らせ及びエラーメッセージ

4. お知らせ及びエラーメッセージ
ガス検知器に異常または、お知らせ事項が発生すると、LCD 画面にメッセージが表示されます。（ブザーが鳴ります。）主なメッセージ表示は下表の通りです。メッセー
ジ画面の表示に従って処置を行ってください。（外部警報器（オプション）の異常時の動作はP7参照）メッセージが表示されずに操作スイッチや表示が正しく動作しない
場合には、電池を一旦外し電源を入れ直して動作を確認してください。それでも復旧しない場合は修理をお申し付けください。表以外のお知らせメッセージ及びエラーメ
ッセージが表示された場合は弊社にお問い合わせください。
●お知らせメッセージ
お知らせエラーメッセージ

処置

O2センサ ジュミョウ
サンソ センサヲ
コウカン シテ クダサイ
［LOGGER STOP］
ロガーテイシメモリフソク ノタメ
テイシ シマシタ＊＊＊ロガー＊＊＊
カイシ デキマセン
トケイ ヲ アワセテクダサイ

酸素センサが寿命です。
このまま使い続けると酸素濃度が検知できなくなりますので、直ちにセンサの交換を依頼してください。
ロギングのメモリ残量がなくなっています。必要に応じてログデータ収集セットXP302ML（オプション）にてパソコンにデータを保存してください。データを消去（P21参照）すれば再度ロギングを開始できます。
時計が止まっていますので、ロギングが開始できません。時計を合わせてから（P24参照）再度ロギングを開始してください。

●エラーメッセージ
エラーメッセージ

処置

ゼロチョウセイフノウ

清浄空気中で10分程度吸引させた後「ZERO スイッチ」を約 2秒間押して自動ゼロ調整を行ってください。復旧しない場合
は、一旦電源を切って再起動してください。それでも復旧しない場合は修理を依頼してください。
RTC（時計IC）が異常です。
修理を依頼してください。
-「ZERO スイッチ」を約2秒間押すと正常センサだけで自動ゼ
ロ調整を実施しガス濃度画面に戻ります。
-「MENU スイッチ」を押した場合は異常のまま元に戻ります。清浄空気中で10分程度吸引させた後に正常復帰せず、な
おかつ電源の再起動でも正常復帰しない場合は修理を依頼してください。
ガス導入管が折れたり、水を吸引したり、吸引口先端がふさがれた可能性がありますので、水の除去等の処置（P34参照）をしてください。原因が解消できたら、「ZERO スイッチ」を約2秒間押して復帰させてください。復旧しない場合や水がガス
導入管やガス検知器内部まで吸引された場合は、修理を依頼してください。
ロガー用メモリが異常です。購入後初めてご使用になる場合はデータ消去（フォーマット）が必要です。
データを消去（P21参照）しても再度ロギングが開始できない
場合は、機器が異常ですので修理を依頼してください。

＊＊＊［E10］＊＊＊SENSOR ERROR＊＊＊［E01］＊＊＊
RTC ERROR
センサイジョウ デス
セイジョウ センサ
ダケデ シヨウ シマスカ

ポンプテイシシマシタ
流量低下［LOGGER STOP］＊＊ロガーテイシ＊＊
メモリイジョウ ノタメ
テイシ シマシタ－ 33 －

消耗品の交換方法

5. 消 耗 品 の 交 換 方 法
フィルタエレメントの交換
フィルタエレメントが汚れたり濡れたり、ドレンフィルタ内またはフィルタケー
ス内に水が溜まっていたりしている場合は、ドレンフィルタ内またはフィルタケー
ス内を掃除し、フィルタエレメントを新しいものに交換してください。

警告

水がガス導入管やガス検知器内部まで吸引された場合は修理を依頼してください。正常な検知ができません。

フィルタエレメントを指などで押したり、突いたりしないでくださ
い。破損して、防滴性が損なわれます。

■

キャップ

1m ガス導入管の場合① ドレンフィルタのフィルタケース
を取り外します。
② フィルタケースの中のOリングを
小ドライバーなどで取り外します。 フィルタケース③ フィルタエレメントを新しいものと交換し、元の通り組み立てます。

ドレンフィルタフィルタ
エレメント（場合によっては吸引パイプ側のキャップも取り外し、乾いた布などでドレンフィルタ内部をきれいに拭いてくださ
い。）

■

O リング
フィルタケース

8m ガス導入管の場合① フロート（左右2個）を引き抜いて取り外します。
② フィルタケース（左右2個）を左方向に回してドレンフィルタを取り外します。
③ フィルタケースの中のOリングを小ドライバーなどで取り外します。水が溜まっている場合は乾いた布等で除去してください。
④ フィルタエレメントを新しいものと交換し、元の通り組み立てます。
フロート①

フィルタケース

フィルタエレメント②③
ドレンフィルタ－ 34 －

Ｏリング

消耗品の交換方法

5. 消耗品の交換方法（つづき）

活性炭フィルタの交換
警告

活性炭フィルタの交換は非危険場所で行ってください。

一酸化炭素（CO）センサ部にはアルコールや硫化水素等の干渉ガスを除去する
ために､ 活性炭フィルタを内蔵しています。必要に応じて交換してください。

①

ガス検知器の電源が入っている場合は切ります。

②

センサユニットの取付ネジ（4本）を緩めます。

③

センサユニットをガス検知器から取り外します。

④

センサユニットの裏側の取付ネジ（2本）
を緩めて外します。

⑤

センサカバー（赤色）を下側にして、センサケースを取り外します。

－ 35 －

取付ネジ4本取付ネジ2本消耗品の交換方法

5. 消耗品の交換方法（つづき）⑥

センサカバーの端にある、活性炭フィル
タ一式をすべて取り除きます。

活性炭フィルタ一式をすべて取り除く
センサカバー⑦ 新しい活性炭フィルタを取り付けます。図のように、パッキン・活性炭フィルタ・パッキ
ンの順で、くぼみに置きます。このとき活性炭フィルタは凸面を下にして置いてください。
活性炭フィルタはくずれやすいので取り扱いに注意してください。指などで押すと、割れを生じるおそれがあります。
パッキン
活性炭フィルタ（凸面を下にする）
パッキン
センサカバー⑧

センサケース

センサカバー（赤色）を下側にしてセンサケースをはめ込み、写真の順で片締めにならないように交互に取付ネジ（2本）
を締め付けます。

はめ込む

1

⑨

センサユニットをガス検知器に接続し、写真の順で片締めにならないように少しずつ取付ネジ（4本）を締め付けます。

－ 36 －

1

3

2

4

2

消耗品の交換方法

5. 消耗品の交換方法（つづき）

電池の交換
電池残量が少なくなると、BATT.ランプが点滅し、ブザーが「ピッ・・ピッ・・」と鳴り、ガス検知ができなくなります。速やかに電池を交換してください。更に低下し終止電圧になると“電池消耗”のメッセージが表示されます。

警告

電池交換は非危険場所で行ってください。
・電池は、4本とも同じ種類で未使用のものをお使いください。
・電池交換は、4本同時におこなってください。

①

ガス検知器背面の電池カバーロック
を「FREE」側に回します。
② 電池カバーを開け、新しい電池（単3形アルカリ乾電池4本）を底面の表示通りに極性を合わせて入れます。
③ 電池カバーを閉め、電池カバーロッ
クを「LOCK」に回します。電池カバーが開かないことを確認してくだ
さい。

FRE
LOCK

電池カバーロック

電池カバー

外部警報器（オプション）の電池の交換
電池残量が少なくなると、動作ランプ（緑色）が点滅し、ブザーが「ピッ･･ピッ･･」と10秒間だけ鳴ります。早めに電池を交換してください。
終止電圧になると検知器の画面に“ガイブケイホウキ デンチショウモウ”というメッセージが表示され、動作ランプが消灯してブザーが5分間「ピー」と連続鳴動します。

警告

電池交換は非危険場所で行ってください。
・電池は、2本とも同じ種類で未使用のものをお使いください。
・電池交換は、2本同時に行ってください。

①②

保護ケースを取り外します。
外部警報器の背面のネジをゆるめ、電池フタを外します。
③ 新しい電池（単3形アルカリ乾電池2本）を底面の電池マークの通りに極性を合わせて入れます。
④ 元の通り組み立てます。
電池フタを外したところ
ネジ－ 37 －

電池フタ

保守点検

6. 保 守 点 検
本器は精密機器です。製品の性能を維持し、安全を確保していただくためには、下記の項目に従って点検を実施してください。また、落下等の衝撃を与えた、内部が水に濡れた等「安全にご使用いただくために」（P3参照）の記載事項に反した場合、および検知範囲外のガス濃度を検知した、使用温湿度範囲外で使用した等「仕様」（P42〜43参照）に記載している範囲外で使用した場合には、状況説明を添えて点検（有料）をお申し付けください。

警告

センサユニットの推奨交換周期は1年です。1年を過ぎると、正常な検知ができないおそれがありますので、1年を目安に交換してください。

日常点検
・必ず使用前に行ってください。
・異常のあった場合は点検（有料）をお買上げ店または弊社にお申し付けください。
点検項目

点検内容

警報機能

警報ランプおよびブザーが正常に動作するか確認してください。（P17参照）

ガス導入管

ガス導入管に折れやピンホール・亀裂がないか、またガス導入管の接続が確実にされているかを確認してください。

ドレンフィルタ

フィルタケース

フィルタエレメントが汚れたり濡れたり、ドレンフィルタ内またはフィルタケース内に水が溜まっていたりしている場合は、ドレンフィルタ内またはフィルタケース内を掃除し、フィルタ
エレメントを新しいものに交換してください。（P34参照）
ガス検知器および外部警報器（オプション）の電池残量を確認してください。ガス検知器は常時LCD 画面の右下に、外部警報器は「MENU スイッチ」を押すと〈メニュー画面〉の右上に表示されます。
〈メニュー画面〉

外部警報器の電池残量
電池残量
ガス検知器の電池残量

電池残量

年月日、時刻多い・・・・・・・・・少ない（点滅)(点滅）
電池残量が少なくなっている場合には、新しい電池に交換をしてください。（P37参照）
年月日および時刻の設定が違っている場合は、正しく合わせてください。（P24参照）－ 38 －

保守点検

6. 保守点検（つづき）

定期点検
・6ヶ月に1回以上はガス点検をお買上げ店または弊社にお申し付けいただくことをおすすめします。
・1年に1回以上はセンサユニットの交換を含む定期点検をお買上げ店または弊社にお申し付けいただくことをおすすめします。

主な交換部品
品名
フィルタエレメント

型式

備考

FE-2（10枚入り）

ドレンフィルタ・
サンプリングフロート兼用

一酸化炭素（CO）センサ用
パッキン4個付※検知対象ガスを表す記号
A：酸素（O2）・可燃性ガス（COMB）
硫化水素（H2S）・一酸化炭素（CO）
B：酸素（O2）・可燃性ガス（COMB）
センサユニットSU −302M −※硫化水素（H2S）
C：酸素（O2）・可燃性ガス（COMB）
一酸化炭素（CO）※可燃性ガス（COMB）用センサは耐圧防爆構造です。
交換部品の保証期間はお買上げ日より１ヶ年です。保証条件は製品と同じになります。
活性炭フィルタ

FE-114（2個入り）－ 39 －

故障とお考えになる前に

7. 故 障 と お 考 え に な る 前 に修理を依頼される前に、もう一度次の表に従ってお調べください。（操作不能となった場合は、一旦電池を全て外して、数分後に再度電池を入れ操作してください。）
■

ガス検知器
症状

原因

POWER スイッチを押しても 電池の極性が逆
電源が入らない
電池の寿命
BATT. ランプが点滅しピッ・・
電池残量が少ない
ピッ・・とブザーがなる

処理

参照ページ

電池を正しく入れ直す
電池を交換する
電池を交換する

電池の交換
P37“電池消耗”のメッセージが表示 電池残量がなくな
電池を交換する
されるったブザーが鳴らない

ガスが検知できない

サイレントモードになっている
音量設定が「0」になっている
ガス導入管が破損している
接続が不完全

サイレントモードを解除
音量／
する
サイレント
音量設定を「1」以上にP26する
新しいものに交換する

接続をやり直す
準備P9
LCD 画面にエラーメッセージ
エラーメッセージを参照してください P33参照
が表示される

■

外部警報器

症状
ガス検知器に接続して電源を入れても、動作ランプ（緑色）が点灯しないブザーが10秒間ピッピッピッ
ピッと断続鳴動し、動作ラン
プ（緑色）が点滅している
ブザーが5分間ピーと連続鳴動
し、動作ランプ（緑色）は消灯している（警報ブザーは約5分間連続鳴動した
後に自動的に停止します。）

原因

処理

電池の極性が逆電池を正しく入れ直す

電池の寿命

電池を交換する

電池残量が少ない

参照ページ

電池の交換
P37
電池を交換する

電池残量がなくなった

ブザーが5分間ピーピッピーピ
ッ ピ ー ピ ッ ピ ー と 断 続 鳴 動 通信異常
し、動作ランプ（緑色）は点滅している（5分後に動作ランプ（緑色）は消灯 ガス検知器の電池残量がなくなった
し警報ブザーが停止します。）

ガス検知器の電池を交換 電 池 の 交 換
する
P37

ブザーが断続鳴動し、動作ラ
ガス検知器の異常
ンプ（緑色）は点滅している

ガス検知器のメッセージに従う

ブザーが鳴らないコネクタの接続、中継ケーブルおよび通信ケーブ
ルの断線をチェックする

音量／
音 量 設 定 が 「 0 」 音量設定を「1」以上にサイレントになっている
する
P26－ 40 －

保証書とwebユーザー登録／廃棄について

8. 保 証 書 と webユーザー登録● 保証書とwebユーザー登録
包装箱の中に保証書とｗｅｂユーザー登録のご案内が入っています。ｗｅｂユーザ
ー登録は、ご登録いただいた機器情報から保守点検時期やサポート情報などをメール等にてご案内させていただきますので、ぜひこのサービスをご利用ください。

● 保守点検のお願い
お買上げいただきましたガス検知器は、精密機器です。精度を維持し、安全を確保していただくためには、皆様方にお願いする日常の保守点検のほかに、1年に1回以上は、お買上げ店または弊社に点検調整（定期点検）をお申し付けください。
なお、日常の保守点検について不明な点は、弊社までお問い合わせください。また、定期点検は定期点検契約により実施させていただきます。
機器の故障修理につきましては、お買上げ店または弊社までご連絡ください。
（送料は、お客様負担とさせていただきます。）● 保証について保証期間中に、取扱説明書に沿った正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

9. 廃棄について
検知器本体、付属品および電池は、各地域で定められた条例などに従い廃棄処分してください。

－ 41 －

仕

様

10. 仕
■

様

ガス検知器

型式
XP-302M-R
検知対象ガス
可燃性ガス
酸素
硫化水素
検知原理
接触燃焼式
ガルバニ電池式
定電位電解式
ガス採取方式
自動吸引式
検知範囲0〜100％ LEL
0〜25vol％
0〜30ppm（サービスレンジ）（101−110％ LEL） （25.1−50vol％） （30.1−150ppm）
指示精度※1（サービスレンジは除く）±5％ LEL以内

表示分解能
警報設定値
（警報レベル）

1％ LEL
1段目：10％ LEL
2段目：30％ LEL
30％ LEL以下：※1
警報精度±5％ LEL以内（サービスレンジ
31-100％ LEL：は除く）
設定値の±25％以内
応答時間※230秒以内(1m導入管装着時)

一酸化炭素
定電位電解式0〜150ppm（151−300ppm）
100ppm以下±10ppm以内
101-150ppm±15ppm以内
1ppm
1段目：50ppm
2段目：100ppm
50ppm以下：±15ppm以内
51-150ppm：
設定値の±30％以内±0.5vol％以内±1.5ppm以内

0.1vol％
1段目：19.5vol%2段目：18vol%0.1ppm
1段目：10ppm
2段目：15ppm±1.0vol％以内±3ppm以内

20秒以内

30秒以内

30秒以内

40秒以内

40秒以内

40秒以内

※2

応答時間

(8m導入管装着時)

40秒以内

ガス警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅およびLCD点滅表示
電源
単3形アルカリ乾電池 4本（パナソニック（株）LR6）
連続使用時間※3 アルカリ乾電池にて8時間以上（＠20℃、警報・バックライト・データロギング切状態にて）
使用圧力範囲 大気圧（800〜1100hPa）
使用温湿度範囲 -10〜40℃ 30〜90％ RH（但し、結露なきこと）
構造、規格等 ・防滴構造（IP22） ・防爆ついては別表参照（P43）
その他の主な警報 電池残量（電池残量レベル常時表示有り）、センサ異常、流量低下
・ディスプレイの表示切替
通 常 表 示：3または4ガス濃度、温度、日時等を同時表示（3または4ガスのバーグラフ付）
グラフ表示：3または4ガス濃度の1分毎のピーク値を最新54分間のトレンドグラ
フで表示
文字列表示：ガス名を和文にして、3または4ガス濃度、温度、日時等を同時表示
・ゼロ調整（起動時および適時に3または4センサ同時の自動ゼロ調整ができる。
但し、酸素は21.0vol％調整）
主な機能
・ピークホールド（3または4ガスの濃度表示をピーク値表示にできる。但し、酸素のみ下限ピーク）・ブザーストップ（ブザー鳴動時にスイッチにてブザーを停止できる）
・自動バックライト（光検知により自動点消灯する）
・音量調整（警報音およびスイッチ操作音の音量調整ができる）
・警報テスト（ブザーおよびランプ点滅の動作チェックができる）
・データロギング（日時/3または4ガス濃度/温度のデータを設定周期にて記憶できる。例えば、30秒間隔では150時間ロギング可能）
寸法
約 （W)152×(H)152×(D)42mm（突起部を除く）
質量
約 870g （本体部のみ）※1 指示精度：同一測定条件によります。
※2 応答時間：導入管先端からガスを吸引させた時の90％応答の時間とする。
（周囲温度は20±2℃の状態とする）※3 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なります。

－ 42 －

仕

10. 仕
■

様（つづき）

外部警報器（オプション）型式
警報方式

AL-302M-R-8
ブザー鳴動、緑色ランプ（動作ランプ）または赤色ランプ（ガス警報ランプ）の点滅

警報表示

・ガス警報（1段及び2段）：赤色ランプ点滅およびブザー断続鳴動・通信異常：緑色ランプ点滅およびブザー断続鳴動
・ガス検知器の異常警報：緑色ランプ点滅およびブザー断続鳴動
・電池交換警報：緑色ランプ点滅およびブザー断続鳴動
・電池終止警報：緑色ランプ消灯およびブザー連続鳴動

使用温湿度範囲
構造、規格等電源
連続使用時間※1
通信ケーブル長さ
寸法
質量−10〜40℃ 95％ RH以下（但し、結露なきこと）
・防滴構造（IP22） ・防爆ついては別表参照（P43）
単3形アルカリ乾電池 2本（パナソニック（株）LR6）
約70時間（20℃、無警報の場合）
8m
約 （W)65×(H)119×(D)23mm（本体部のみ、突起部を除く）
約 280g※1 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なります。

■ 防爆仕様・ガス検知器
型式
防爆性能
保護等級

定格

XP-302M-R
Ex ibd ⅡB T3 X（可燃性ガスセンサ部：耐圧防爆構造及び本質安全防爆構造（ib）
その他の部分：本質安全防爆構造（ib））
IP20

電気的
パラメータ

電源 DC3.0V 0.35A（LR6パナソニック株式会社4本）
可燃性ガスセンサ部 DC2.5V 0.13A
本安回路許容電圧 10V
内部キャパシタンス 無視できる値
本安回路許容電流 12mA
内部インダクタンス 無視できる値
本安回路許容電力 100mW

周囲温度−20℃〜40℃

・外部警報器（オプション）
型式
防爆性能
保護等級

定格

AL-302M-R
Ex ib ⅡB T3（本質安全防爆構造（ib））
IP20

電気的
パラメータ

電源 DC3.0V 0.2A（LR6パナソニック株式会社2本）
本安回路最大電圧 4.7V
本安回路最大キャパシタンス 60μ F
本安回路最大電流 7.6mA
本安回路最大インダクタンス 300mH
本安回路最大電力 8.9mW

周囲温度−20℃〜40℃－ 43 －様検知原理

11. 検 知 原 理● 隔膜ガルバニ電池式（酸素）
貴金属電極と卑金属電極と電解液より構成され、貴金属電極はテフロン膜を介して空気と接しています。両極に負荷抵抗を接続することにより、電位差を生じるため、次の反応が進行します。
貴金属電極

O2＋2H2O ＋4e－→4OH－

卑金属電極

2Pb →2Pb2＋＋4e－

この結果、空気中の酸素濃度に比例した電流が貴全属電極から卑金属電極へ外部回路を通して流れます。起電力の温度依存があるため、サーミスタにより雰囲気温度変化を補償しています。

● 定電位電解式（硫化水素、一酸化炭素）
3個の電極および電解液から構成されており、ポテンショスタット回路により、作用電極を照合電極に対して一定電位に保ち電解酸化を行う方法で、この時の発生する電流を測れば、ガスの濃度を知ることができます。
硫化水素の場合の電解反応について説明すると、以下の様になります。
作用電極

H2S ＋4H2O→ H2SO4＋8H＋＋8e－

対

2O2＋8H＋＋8e－ →4H2O

極● 接触燃焼式（可燃性ガス）
白金コイル上に塗布された触媒の働きにより爆発下限界以下のガス濃度でも、触媒表面で接触燃焼をおこし、この時発生する温度上昇により白金コイルの電気抵抗が増加します。この変化をブリッジ回路に偏差電圧として取り出しています。爆発下限界（LEL）までの可燃性ガス検知ができます。

－ 44 －

用語の説明12. 用 語 の 説 明
O2：酸素
H2S：硫化水素
COMB：可燃性ガス
CO：一酸化炭素
ゼロ調整：清浄空気中でゼロ点の調整をすること。
スパン調整：スパンガスで指示値を調整すること。
防爆構造：電気機器が点火源となってその周囲における爆発性雰囲気に点火することがないように電気機器に適用する構造。
本質安全防爆構造：正常時および事故時に発生する電気火花または高温部によって爆発性ガスに点火しえないことが、点火試験その他によって確認された構造。
非危険場所：通常および異常な状態において、爆発性ガスと空気が混合し爆発限界
内にある状態の雰囲気の生成の可能性がないとみなされる場所。
%LEL：可燃性ガスの爆発下限界濃度を100として、可燃性ガスの濃度を百分の1の単位で表したもの。
vol%：ガスの濃度を体積の百分の1の単位で表したもの。
サービスレンジ：目安としての指示値を表す検知範囲外のレンジ。
爆 発下限 界(LEL)) ：可燃性ガスが空気と混合し、着火によって爆発を起こす濃度範
囲の下限濃度値をいう。
（一部、産業用ガス検知警報器工業会、ガス検知警報器用語、検知管式ガス測定器用語より引用）－ 45 －

●この取扱説明書を紛失された場合
万一この取扱説明書を紛失された場合は、弊社、最寄りの支社または営業所までご連絡ください。有償にて送付いたします。

●本取扱説明書の記載内容は、改良等のため予告なく変更する場
合があります。

代理店・販売店〒532-0036 大阪 市 淀 川 区三津 屋 中 2-5-4
http://www.new-cosmos.co.jp/

XP-302MRT（03）●●.●●