磁気応用機器・測定器のパイオニア

様々な要因で帯磁した製品を脱磁し、望み通りの機能を実現する！
形状・用途に応じた最適な脱磁装置をご提案します。

着磁装置
着磁ヨーク
着磁コイル

磁気測定器

脱磁装置 DEMAGNETIZER

磁粉探傷装置
磁気関連機器

脱磁装置

超音波厚さ計■ 交流方式
貫通型（空芯型）
平面型（有鉄芯型）
極間型
電流減衰■ 直流反転方式
単相全波整流単相半波整流■ インバータ方式■ コンデンサ方式（パルス方式）NDK 脱磁装置ラインナップ
生産工程に欠かせない 脱磁 とは何か？
一 般 的に鉄は「 磁性 材」といわれ、周辺の 磁界 の 影 響で容 易に磁化されます。この 磁化された磁性 材の 磁 気を抜き取ることを「脱磁」と呼んでいます。磁化された磁性材は、脱磁の原理
外部から反転する磁界を徐 々 に 小 さくしな がら 、「0」に近 づけていくこと
で脱磁していきます。

① 機械加工などの工程で鉄粉が吸着

Br

B

Bs

Hc
H

② OA機器・計測器類に影響をおよぼす

脱磁磁界曲線③ メッキ溶接に影響をおよぼす

0― などの様々な不具合が生じるため、脱磁の必要があります。

磁区とは磁壁

各領域間では自発磁化の方向が異なり互いに打ち消しあっていますが、外部から磁界をかけると全体として方向がそろい（図/左）強く磁化されます。

磁区脱磁を行うと磁区が 振 動され、不 揃いな状 態になり磁化状態ます（図/右）。

2つの脱磁方式
距離減衰

脱磁状態

脱磁は、減衰していく「交番磁界」を発生させる方法により「距離減衰」と「電流減衰」の２つに大別されます。

コイルなどに一定の磁場交番を発生させ、被脱磁物を遠ざけることで磁界を徐々に弱める
脱磁コイル発生磁場
磁場一定

電流
減衰

被脱磁物に作用する磁場
A→B→C→D→E

コイルなどに流す交番電流を徐々に弱めることで、磁界を徐々に弱める
脱磁コイル発生磁場
磁場を減衰

被脱磁物
AB

C

脱磁コイル

2つの電流方式
交流方式

D

被脱磁物
E

A

コイルを通過（A→E）

脱磁コイル

コイル内に固定交番 磁界を発生させる電流は、「 交流」と「直流反転」に分けられ、被 脱磁物の磁化状態により「交流方式」と「直流反転方式」のどちらかを選択します。

交流は表皮効果により直流反転

表面近くの脱磁に効果を発揮する（周波数：50Hz-60Hz）2被脱磁物に作用する磁場方式

直流反転は磁界が被脱磁物の内側にも浸透するので内部の脱磁にも有効（周波数：0.2Hz-数Hz）

鉄を素材としたモノ（製品）を作り出す製造業において、「脱磁」は必要不可欠です。
NDKは、お客様の用途にベストマッチした、高性能で信頼性の高い脱磁装置をご提案。
様々な要因で帯磁した製品や対象物を脱磁し、磁化されていない状態に戻します。

脱磁制御ユニット搭載のNSバランスは
NDKブランドの脱磁製品ならでは! !
静的な磁界（地磁気など）が存在する場合、正常に脱磁していても被脱磁物に残留磁気が発生するため、満足に脱磁されないことがあります。
当社のNSバランス機能を採用すれば、パネル設定を行なうだけで精度良く脱磁することが可能です。

電流種類

交流方式

交流・直流反転方式

減衰方式

貫通型（空芯型）距離減衰 平面型（有鉄芯型）距離減衰 極間型（有鉄芯型）距離減衰

電流減衰

正面

側面

外

観

電源

脱磁器

空芯コイルに発生する一定の交番磁界中を、コンベアなどで被脱磁物を通過させることで簡単に脱磁できる。

鉄芯にコイルを巻き、一定の大きな交番磁界を発生させ、複雑な形状のものでも脱磁できる。

鉄 芯を上 下に配 置することで、鉄芯間に強力な交番磁界を発生。

空芯コイルなどに交流/直流電流を流し、電流を減衰することで磁界を減衰させる。被脱磁物を動かすことなく脱磁できる。

主な対象物

鋳鍛鋼品・棒鋼材など

機械加工品
（小物）

機械加工品（小物）・焼結品

鋳鍛鋼品・棒鋼材など

掲載ページ

P4P5P5P5

主な特長

脱磁器

NS
バランス

脱磁器

電流種類

直流反転方式

インバータ方式

コンデンサ方式（パルス方式）

減衰方式

電流減衰

距離減衰

電流減衰

外

観電源

NS
バランス

要コイル

電源

NS
バランス

要コイル

電源

主な特長

交流電流減衰と同じ原理により、直流を反転させながら減衰することで、非常に緩やかな交番磁界を発生。被脱磁物の内面にまで磁界が浸透し、強力な脱磁ができる。

IGBTを用いたインバータ制御にて低い周波数の一定な交番磁界を発生。
これにより被脱磁物がコイル内を通過することで内面まで脱磁できる。

オイルコンデンサとコイルの共 振 現
象を利用し、強力な共振減衰磁界を発生させることで高保磁力材料の脱磁を行う。

主な対象物

パイプ・長尺品

棒鋼材・パイプ・長尺品など

磁石などの高保磁力材

掲載ページ

P6P7P73交流方式

商用電源を直接使用し、表皮効果により表面の脱磁に向いています。
内部の磁気は脱磁されない場合があるので、そのときは直流反転脱磁を選定してください。

貫通型（空芯型）
帯磁した被脱磁物を通過させるだけ。
汎用部品の脱磁にも最適！

距離減衰

空芯コイル型の脱磁器。コイルに交流電流を流すことにより交番 磁界が発生。帯磁した被脱磁物は、コイルを通過させると、脱磁されます。

型式

脱磁力電源入力

外形寸法（mm）

質量（kg）

LO-100F

AC約8000AT

AC200V単相20A 395（W）×300（D）×345（H） 約38kg

LO-200F

AC約8500AT

AC200V単相30A 495（W）×300（D）×445（H） 約57kg

LO-300F

AC約8000AT

AC200V単相45A 595（W）×300（D）×545（H） 約80kg

LO-400F

AC約7400AT

AC200V単相60A 695（W）×300（D）×645（H） 約90kg

LO-500F

AC約7200AT

AC200V単相70A 795（W）×300（D）×745（H） 約105kg※脱磁力はいずれも50Hz環境での値です。
※冷却用ファン付き。
※型式の数字は内径角を表します。

装置の実装例

NDKでは、お客様の生産・検査ラインに合わせ、貫通型（空芯型）/極間型脱磁器を実装させていただきます。
シュート式やコンベア式をはじめ、様々な実装実績がありますのでお問い合わせください。

シュート式は、被 脱 磁 物 の自重を 利用してステンレス製シューター内を落下させて脱磁を行う

ハンドマグナを利用した脱磁も可能

コンベア式は、貫 通 型 脱磁器 の中を極間型は上下の脱磁コイル間を作業

コンベ ア（ローラー、またはベルト）者が手動で通過させて脱磁を行うが通過する方式

ハンドマグナを使うことで、極間型の脱磁が可能です。
被 脱磁 物に接 触し、ゆっくりとハンドマグナを遠ざけていきます。これにより距離減衰による脱磁が実現。
脱磁面積が小さい場合や、対象物の形状が複雑でないものであれば、手間やコスト面においてお勧めの方法です。

4■ ハンドマグナ NC-F型

平面型（有鉄芯型）
鉄芯を内蔵することでプレート面上に強力な交番磁界・回転磁界を発生
上下に配置された鉄芯にコイルを巻いた鉄芯型脱磁器。コイルにより発生した

距離
減衰

磁束を鉄芯に集めると、鉄芯面から磁界が発生。プレート面に置いた、小・中型サイズの被脱磁物をプレートから離すことにより脱磁できます。
型式

脱磁力

電源入力

外形寸法（mm）

質量（kg）

LO−10（100V仕様）

AC2400AT

単相AC100V 6A

205（W）×205（D）×170（H）

約22

LO−10（200V仕様）

AC3200AT

単相AC200V 5A

205（W）×205（D）×170（H）

約22

LO−20

AC4200AT

単相AC200V 18A

400（W）×450（D）×307（H）

約45

LO−30

AC8800AT

三相AC200V 16A

400（W）×450（D）×307（H）

約55

LG-300AC約800Oe

単相AC200V 30A

360（W）×570（D）×610（H）約130※脱磁力はいずれも50Hz環境での値です。

■ LO‑10、LO‑20
その筺体内にU字型2極の鉄芯を備えており、プレート面上に、2極の強力な交番磁界を発生します。
■ LO‑30
その筺体内にU字型3極の鉄芯を備えており、プレート面上に、3極の強力な交番磁界を発生します。
■ LG-300
上下に配置した鉄芯にコイルを巻いた鉄芯型脱磁器。鉄芯間に2極の強力な交番磁界を発生します。
鉄芯間に被脱磁物を通過させることにより、脱磁できます。

電流減衰
搬送機構が不要なローコスト＆省エネ機。電流減衰法を採用した脱磁装置「距離減衰法」は、一定の交番磁界が発生しているコイルから、被脱磁物を遠ざけることで脱磁を行います。

電流減衰

一方、「電流減衰法」は、流れている電流を徐々に少なくすることで、発生している交番磁界を減衰することにより脱磁を行います。
電流減衰法のメリットは、① 被脱磁物を動かす必要がない→ 搬送機構が不要で設備にコストダウンが図れる。

③ コントローラの設定により脱磁時間、脱磁電流が調整可能

被脱磁物が大型で移動が困難なものにも対応可能。

→ そのため被脱磁物が変わった場合でも対応が容易。

移動による被脱磁物の破損の心配がいらない。

④ NSバランス機能の搭載により、搬送ラインの方向による外部磁界の影響もキャンセル可能② 脱磁中のみの通電なので、消費電力が節約できる
型式

LF-50

電源入力

単相AC200V 50/60Hz 60A

出力脱磁
電流

DC100A〜0迄直流反転減衰脱磁AC100A〜0迄交流減衰脱磁

脱磁時間

DC10〜30秒、AC3〜6秒

整流方式

単相半波整流寸法

約W240×D480×H350mm

質量

約15kg

付 属 品

電源コード5m/1本、リモートSWコード3m/1本

5直流反転方式
電流減衰

交流脱磁の場合には表皮効果の影響で被脱磁物の内部が脱磁されない場合があります。
そこで「直流反転脱磁」をすることで内部の脱磁も行えます。
「直流反転脱磁」とは、商用電流を整流することで正方向磁化と負方向磁化の時間を任意に調整した、ゆるやかな交番磁界を用いる方法です。
直流成分の大きい順に、単相全波、単相半波となります。

単相全波整流：LF-20M
断面積が大きく、残留磁気特性をもつ鋼材でも余裕で対応
被脱磁物の残留磁気が強い場合や断面積が大きい場合に下記の単相半波整流器ではなく、LF-20Mを使用することで脱磁パワーを向上させることが可能です。
NSバランス機能の搭載により、搬送ラインの方向による外部磁界の影響もキャンセル可能です。

LF-20M

単相半波整流：LF-1500
線材や電縫鋼管など長尺物向け直流反転脱磁の代表器
商用の交流電流を半波整流し、正負を転極しながら減衰させていきます。
線材や鋼管などの長尺物の脱磁には本器を用います。
本器の出力ケーブルをコイル状に巻き、被脱磁物を入れて脱磁を行います。
NSバランス機能の搭載により、搬送ラインの方向による外部磁界の影響もキャンセル可能です。
型式

LF-20M

LF-1500

入力単相AC200V 200A

単相AC200V 110A

脱磁電流

低周波型
（単相全波）
2000〜0A

低周波型（単相半波）
1500〜0A

脱磁時間

約30〜120秒

約15〜120秒

使用方法

鋼材の残留磁気が強い場合や断面積が大きい場合、 線材や電縫鋼管などの長尺物を脱磁する場合には本器を使用する。本器のLF-1500 に変わり、本器を使用することにより、 出力ケーブルをコイル状に巻き、被脱磁物を入れて脱磁すると、１束 (1 〜脱磁力は強力になる。
2t 等 ) とまとめて脱磁を行える。一般部品の脱磁を行う場合には脱磁時間の短縮も可能。また二次負荷コイルの大きさにより低電流タイプもある。

参考外形
寸法/重量

760×900×1410mm / 420kg

700×700×1275mm / 280kg

ユニット

GD10-5

GD10-2

LF-20Mの使用例
コイルと組み合わせて使用

6LF-1500

インバータ方式
インバータ式は、高速走行型の距離減衰脱磁装置です。電力制御素子として距離「IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）」を搭載することで、棒材やパイプの径・肉厚により、減衰交番磁界の周波数を最適に選択でき、高性能な脱磁に適しています。

LX-1200/2000
最大150m/minの高速走行に対応。省スペース、省エネ化を実現
大口径ビレット、パイプ等毎分1〜150ｍ/minの高速走行中の脱磁を実現できます。
最適に選択した直流反転脱磁に近い交番磁界により、材料内部まで脱磁効果がおよびます。インバータ方式のためあらゆる脱磁に対応できます。

① 脱磁コイル長は、30m/分の走行時で400mm（100m/分の走行時で800mm）と省スペース② 電源電力は最大100Aと省エネ③ 内蔵ROMの書き換えによってあらゆる特別条件に対応可④ 操作パネルにより周波数、電流、NSバランスの条件設定が可能
交番磁界の周波数設定により、棒材やパイプの様々な厚みに対応可能。
NSバランス機能の搭載により、搬 送ラインの方向による外部磁界の影 響もキャンセル可能です。
LX-2000は大物鋼材・パイプの脱磁に適用できます。

型式LX-1200

LX-2000

電源入力

AC200V±10％
三相50A 50/60Hz

AC200V±10%
三相50A 50/60Hz

脱磁電流

0〜50A 1A単位設定

0〜200A 1A単位設定

共調周波数

3-20Hz 1Hz単位設定

3-20Hz 1Hz単位設定

NS バランス±50％設定±50％設定参考外形寸法 /質量550×630×1150mm/約200kg

900×900×1750mm/約300kg

HF-2

HF-2

ユニット

全長（内部磁束）測定コイル

脱磁コイル

コンデンサ方式 （パルス方式）
電流減衰コンデンサ方式（パルス方式）は、コンデンサと脱磁コイルの共振現象を用いて脱磁を行います。
コンデンサの充電した電気を瞬時にコイルに流すことで、コイルに共振しながら減衰していく磁界が発生します。

SX/SR/SCBシリーズ
鉄材から磁石など高保磁力材まで共振現象による強力な脱磁を行う
コンデンサの容量を切り替えることにより、より強 力な磁界を発生。これにより鉄材だけではなく、希土類磁石などの高保磁力材の脱磁に広く使用されています。

7その他関連商品
単相全波整流用ユニット

GD10-5（脱磁電源LF-20M専用）

棒鋼、パイプなどの束脱磁、厚板など大物の脱磁に最適

単相半波整流用ユニット

GD10-2

自動車部品、鉄道部品などの鋼材の脱磁に最適• 直流（単相全波整流）反転による減衰脱磁を実現• 減衰速度、反転パターンを任意に設定し高精度に脱磁可能• 交流減衰脱磁と直流（単相半波整流）反転による減衰脱磁を選択可能• NSバランス機能を搭載し、外部磁界の影響をキャンセル• 減衰速度、反転パターンを任意に設定し高精度に脱磁可能• NSバランス機能を搭載し、外部磁界の影響をキャンセル• 被脱磁物等の条件により10チャンネルのメモリを搭載

インバータ脱磁装置用ユニット

HF-2（インバータ脱磁電源LXシリーズ専用）

棒鋼、パイプなどのオンライン脱磁（距離減衰脱磁）に最適• 電流（発生磁場）の周波数選択ができ、被脱磁物の様々な厚みにも対応可能。厚みが大きいものは、低周波数の磁界により内部まで磁界を浸透させる。

• NSバランス機能を搭載し南北、搬送ラインの外部磁界の影響をキャンセル• 被脱磁物等の条件により10チャンネルのメモリを搭載• 内部の磁束量を測定する機能も搭載可能

脱磁効果の判定に最適！ 磁気測定器
TGX-1000

ワイドレンジ、高性能型、USB通信標準装備

テスラメータGV-400

ハンディタイプ

GV-400A

詳細は、「磁気測定器カタログ」をご参照ください

GV-400T

技術の標準はグローバルスタンダード
私たちは製品に関するノウハウや知識を営業・技術社員全員が共有し、お客様のご要望に確実にお応えできる体制で臨んでいます。
日本電磁測器は、世界に通用する技術で、社会に広く貢献することを

JQA-QMA13475
本社・工場目指しています。

安全にお使いいただくためにご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、表示された電源電圧で正しくお使いください。
JQA-EM6005
本社・工場

URL：https://www.j-ndk.co.jp
E-Mail：info@j-ndk.co.jp
本社（営業部）・本社工場〒190-0031 東京都立川市砂川町8-59-2

TEL：042-537-3511 FAX：042-535-7567
TEL：042-537-9321（営業直通）

関西営業所〒660-0071 兵庫県尼崎市崇徳院1丁目16

TEL：06-6416-8551 FAX：06-6416-8552

東海営業所〒446-0056 愛知県安城市三河安城町1-10-3 マックビル2F

TEL：0566-93-2020 FAX：0566-93-2021

NDK ASIA CO., LTD.（日本電磁測器タイランド株式会社）
TEL：+ 66-2742-8193

中国合弁企業

FAX：+ 66-2742-8382

上海瑞穂磁気有限公司／上海笠原電装有限公司※本カタログの仕様および外観等は、改良のため予告無しに変更する場合がございます。

2208C10-9