スティングレイ

超音波式開水路流量計

AVFM 6.1

Stingray 2.0

ひとつのセンサで流速と水位を連続・同時計測！！

CAT. No. ZZ-279-2001J

超音波式開水路流量計

ひとつのセンサで、流速と水位を同時計測。
流速測定（ドップラー方式）

水位測定（タイムフライト方式）

専用水路や堰を設ける事なしに、センサを水路の底に固定し、配管径 または 水路幅を入力するだけで流量測定が可能です。
実際の流速と水位をリアルタイムに計測しますので高精度な測定が可能となります。
■特 長● あらゆる形のパイプや開渠の流量測定が可能です。
● フリュームや堰の設置が困難な場所に最適です。
● 水位 25.4mm ～ 4.57m までの広いレンジに対応します。
● 流速 0.03 ～ 6.2m/sec までの流体に適応します。
● 大容量データロガー（650 万ポイント）は USB で簡単にダウンロード。
● 河川水から廃水まで幅広くご利用いただけます。
● 配管内径や水路幅を入力するだけの簡単設定。
● 設定値は停電時でも保存、電源復旧後すぐに測定開始。
● 本質安全防爆にもオプションのバリヤ追加で対応できます。
● センサ設置に便利な固定金具を豊富に用意。

■ 動作原理センサから発信された超音波により、流速（ドップラー方式）と水位（タイムフライト方式）を連続に計測し、配管内径や水路幅を設定する事で流量を算出します。

農業用取水モニタ

排水溝流量モニタ

河川流入水流量モニタ

河川水洪水予知

標準仕様 / 外形図
コ ントロ ー ラ 部

源：AC100〜240V 50/60Hz（Max10VA）※オプション
DC9〜32V（Max10W）

出×3
力：絶縁 DC4〜20mA（許容負荷抵抗 1000Ω ）（流量、レベル、流速を出力）
または DC0〜5V×3278

電PC 用ソフト
データロガー：650 万ポイント USB 出力、

254

188
164付き
出 力 接 点：2 接点（SPDT）
接 点 容 量：AC250V 5A

AVFM 6.1
Area-Velocity
Flow Meter

度：レベル／読取値の ±0.25％または 0.08”のいずれか大きい方
再現性と直線性は 0.1％
流 速／読取値の ±2% または ±0.04ft/sec のいずれか大きい方
再現性と直線性は 0.5％

精130

電線取出口 3-Φ22（バックライト付き LCD）
示：白色（結露・凍結しないこと）
許 容 温 度：−20 〜 60℃
保 護 等 級：NEMA4X（IP66）※1 防 爆：CSA 防爆
オプション

必ず安全バリヤは非危険場所に設置ください。

ハウジング材質：ポリカーボネイト※2 通信 ：ModBus R RTU

認：CE,CSA/UL/EN61010-1

承センサ部 QZ02L 型

ClassⅠ, Groups C, D} ClassⅡ, Groups E, F, G

● センサ

専用ケーブル
3 芯同軸シールドケーブル（標準 7.6m）

セ ン サ 材 質：SUS316/ エポキシ樹脂 / ポリウレタン /ULTEMTM( 樹脂、SABIC 社特許）

黒（同軸）許 容 温 度：−15〜80℃

白（同軸）

温 度 補 正：自動、連続緑（同軸）速／ Min 0.03m/sec
Max 6.2m/sec
及び 逆流 −1.5m/sec
レベル／ Min 25.4mm
Max 4.57m

38.1

表シールド

取 付 ブ ラ ケット

1641.2

Φ5● ブラケット取付方法

取付ビス

ブラケット

取付ビス
ブラケット ：SUS31614.2〈オ プ ション〉
ケ ー ブ ル：15m または 30m（中継函経由で max.152m）

センサ：SUS316127● 取付ブラケット

ケーブル 材 質：ポリウレタン
ケーブル 長 さ：約 7.6m

ケーブル：ポリウレタン

12.7

計測可能範囲：流76.2

ブラケット材質：SUS316■ 取付推奨 図■ パイプ 専用 センサ取付 金具（W）

Area-VelocityFlow Meter

固定金具（H）

上流

AVFM 6.1

水頭距離

上流

水路幅（オプション）●サイズ

6 〜30 インチ（内径 150mm〜750mm）※固定金具の無いタイプは パイプをたわませて取付けます。

■ 取付上 注意● センサは、テーパエンド部を上流側にセンサケーブル部を下流側にして設置ください。

● 正確な測定をするために、センサ取付けの上、下部は水平にしてください。

● センサは、微砂や沈積物の最も少ない場所に設置ください。

● 水路底部に取付ブラケットが固定出来ない場合は、水路の● 障害物（流量を妨害する物）等がある場合は、少なくとも形 状に 応じたセン サ取付 金具も 製 作可能ですので 弊 社営業担当までご相談ください。

最大の水頭距離（H）の 10 倍もしくは、水路幅（W）の 10 倍離れた場所に設置ください。
● センサを取付ける際は傾けた状態で取付けないでください。

● 流速分布が不安定な場合、取付位置の微調整が必要になります。

ポータブルタイプもあります。
スティングレイポータブル流 量 計■ 標 準 仕様
電源：アルカリ単一電池 4 本使用

出力：USB インターフェース
データロガー：130,000 ポイント

表示：LCD バーグラフメータ（水位・流速・水温・バッテリ残量・メモリ量）

許 容 温 度：コントローラ／−20〜60℃ 結露・凍結しないこと）
センサ／−15〜80℃
セ

サ：SUS316/ エポキシ樹脂 / ポリウレタン
ケーブル：7.6m 付き〈オプション 15m 追加することにより最大 23m まで延長可能〉

ン

取付ブラケット：SUS316■特 長

計測可能範囲：流 速／ Min 0.03 ～ Max 3.05 m/sec
レベル／ Min 25.4mm ～ Max 4.5 m

特に必要な校正や設定がなく、センサを配管や水路底に沈めるだけで、流速と水位を計測して内蔵記録計に蓄積します。

内蔵バーグラフディスプレイより水位 ・ 流 速 ・ 水温 ・ バッテリ残量 ・ ■ LCD バーグラフディスプレイ
メモリ量から選択して表示されます。
水位■ 専用ソフトウェア（for Windows）

ft2

可能です。PC 画面上で 取り込まれた水位 ・ 流速 ・ 水温データより、ワンタッチで流量データに変換可能です。

LEVEL

専用のソフトウェアにより計器内のデータロガーを PC にダウンロード

20

流速ft/S

4+30

水温°C

VELOCITY

4

バッテリ残量
100%

メモリ量

0100%

データロガーインターバル ： 10 秒（15 日間）、30 秒（45 日間）、
1 分（3 ヶ月間）、2 分（6 ヶ月間）、5 分（1 年間）、10 分（2 年間）、20 分（4 年間）

000-10TEMP0%
BATTERY

データロガー容量 ： 130,000 ポイント

0%
MEMORY

ダウンロードしたログ ファイルクリック ：
流量ログ作成

計算された 流 量データ

水位

流速流量

水温

Line of business

粉・粒・液体………レベル制御機器総合メーカー●

回転式レベルスイッチ●

フロースイッチ●

振動式レベルスイッチ●●振子式レベルスイッチ●●音波式レベルスイッチ●●

静電容量式レベルスイッチ●

超音波式レベルメータ●

静電容量式近接センサ●

コンベア周辺機器●

静電容量式レベルメータ●

ダストモニター●

ダイヤフラム式レベルスイッチ●

ジルコニア酸素濃度計●

フロート式レベルメータ

チルトスイッチ●

リーク式レベルスイッチ●

電波式レベルメータ

マイクロウェーブ式スイッチ●

液体濃度・濁度計

サウンジング式レベルメータ●

超音波流量計●●●オフィシャルサイト

電極式レベルスイッチ

フロート式スイッチ

レーザー式レベルメータ※ご使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
※予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。

本 社 〒530- 0056大阪市北区兎我野町2番14号
T E L . 0 6 - 6 312-2 071・FA X .0 6 - 6 314 - 0 8 4 8
e -mail: infoj@kansai-automation.co.jp
東 京 支 店 〒105 - 0 013 東 京 都 港 区 浜 松 町1 丁 目 2 9 - 6 T E L . 0 3 - 5 7 7 7- 6 9 31 FA X . 0 3 - 5 7 7 7- 6 9 3 3名古屋営業所 〒464 - 0075 名古屋 市 千 種 区 内 山 3丁目10 -17 T E L . 0 5 2 - 741 - 2 4 3 2 FA X . 0 5 2 - 741 -1 5 8 8
大 阪 営 業 所 〒530 - 0056 大 阪 市 北 区 兎 我 野 町 2 番 14 号 T E L . 0 6 - 6 312 - 2 0 71 FA X .0 6 - 6 314 - 0 8 4 8
九 州 営 業 所 〒802- 0003 北九州市小倉北区米町1丁目1-21 T E L . 0 9 3 - 511 - 4 741 FA X . 0 9 3 - 511 - 4 5 8 0代理店