デジタル計数台はかり
DP-5602C

取扱説明書

大和製衡株式会社

はじめに
この度は、デジタル計数台はかり“DP-5602C”をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、デジタル計数台はかり（以下、本文中では本機とします）をご使用いただくためのガイドブックです。この取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解した上で実際にご使用くださいますようお願い致します。
また、取扱説明書の内容がいつでも確認できるよう、大切に保管してください。
本機の設計内容に関する不断の研究改良の結果、この取扱説明書の内容の中に、お買い上げの製品と詳細において異なる場合があります。お買い上げの製品またはこの取扱説明書の内容につきましてご質問がございま
したら、ご購入先、弊社支店、もしくは各営業所までお問い合わせください。

目 次
ページ

●安全に正しくお使いいただくために････････････････････････････････････1～2●始業時点検のお願い･･････････････････････････････････････････････････2●保管場所について････････････････････････････････････････････････････2●廃棄について････････････････････････････････････････････････････････2●このような機能があります････････････････････････････････････････････3●ご使用前の準備･･････････････････････････････････････････････････････4～5◇壁掛け用金具の取り付け方法●キー操作部及び表示部について････････････････････････････････････････6～8◇キー操作部◇表示部
１．メイン表示：蛍光表示管
２．サブ表示：フルドット LCD モジュール●基本的な使い方･･････････････････････････････････････････････････････9１．電源オンの仕方
２．電源オフの仕方
３．零点リセットの仕方●計数の仕方･･････････････････････････････････････････････････････････10
１．サンプル計量による設定
２．単重入力による設定●風袋引の仕方････････････････････････････････････････････････････････11～12
１．ワンタッチ風袋引
２．置数式風袋引◇風袋引の取り消し方●コード番号入力の仕方････････････････････････････････････････････････13●加算の仕方･･････････････････････････････････････････････････････････13～15
１．手動加算の仕方
２－１．自動加算の仕方
２－２．手動加算への戻し方

●減算の仕方･･････････････････････････････････････････････････････････15～16
１．直前減算の仕方
２．計量減算の仕方●合計の仕方･･････････････････････････････････････････････････････････16●上下限判別機能と設定の仕方･･････････････････････････････････････････17～18◇上下限判別機能◇上下限設定の仕方◇上下限設定の取り消し方＜上下限判別時の LCD 表示＞●品名入力の仕方･･････････････････････････････････････････････････････19●登録の仕方･･････････････････････････････････････････････････････････20～22
１．一括登録の仕方
２．単独登録の仕方◇一括登録と単独登録の違いについて●登録データの呼び出し方･･････････････････････････････････････････････22●登録データのクリアの仕方････････････････････････････････････････････23●日付・時刻の設定の仕方･･････････････････････････････････････････････23◇日付の設定◇時刻の設定●表示輝度及びコントラスト調整の仕方･･････････････････････････････････24●オプション機能について･･････････････････････････････････････････････24●ユーザパラメータの設定の仕方････････････････････････････････････････25●ユーザパラメータ表･･････････････････････････････････････････････････26～28●取引証明以外用･･････････････････････････････････････････････････････28～30◇重力加速度補正の仕方＜使用地域別の重力加速度と設定値＞◇分銅校正の仕方●エラー表示について･･････････････････････････････････････････････････31～33●仕様････････････････････････････････････････････････････････････････34～35●外観寸法図･･････････････････････････････････････････････････････････36

安全に正しくお使いいただくために本機を安全にご使用いただくには、正しい操作と定期的な保守が必要です。ご使用の前にこの「安全に正し
くお使いいただくために」をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、本取扱説明書は大切に保管してください。
●表示と意味については次のように定義しています。

：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しております。
：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり財産の損害を受ける恐れがある内容を示しております。
：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品自体に損傷を与える恐れがある内容を示しております。

：してはいけないことを表しています。

：しなければならないことを表しています。

●この製品のご使用前に以下の“危険”、“警告”、“注意”事項をよくお読みいただき、理解し遵守してください。

：感電事故を避けるために（１）漏電による重傷事故を避けるために必ずアース線をアースに接続してください。
（２）電源のコードは、足、運搬車等の車輪で踏まないようにしてください。
（３）指示部等ネジ止め部は、絶対に外さないでください。
（４）電源プラグの抜き差しは、プラグの樹脂部を持って確実におこなってください。
：爆発、引火事故を避けるために防爆機能を備えておりません。
可燃性ガス、危険物等の存在する場所での使用は避けてください。
：火災、感電事故を避けるために万一煙が出ている、へんな臭いがする等の異常状態で使用すると、火災、感電の原因となります。
すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。
煙が出なくなるのを確認して購入先に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

1

：傷害、損害事故を避けるために（１）計量部に被計量物を載せる場合には、荷崩れ、落下がないように載せてください。
（２）使用後は電源プラグをコンセントから抜いてください。
（３）はかりの隙間、穴等に指を入れないでください。
（４）計量部のカバーを外し、内部をいじらないでください。
（５）はかりの持ち運び、移動の際は計量部を確実に保持して行ってください。
（無理な姿勢や、はかりの指示部または支柱部を持っての持ち運び、移動は絶対にしないでください。
）：本機を損傷させないために（１）表示部、キー部を爪や先の尖った物で押さないでください。
（２）電源電圧、使用環境を遵守してください。
（３）ひょう量以上の物を載せないでください。
（４）載せ台に被計量物の落下等による衝撃を与えないようにしてください。
：はかりの性能を維持させるために（１）振動を発生する器具類の近くに設置しないでください。
（２）直射日光の当たる場所や冷暖房機の風が当たる場所には設置しないでください。
（３）丈夫な床、台上に設置してください。
（４）使用温度範囲（－10～40℃）以外では使用しないでください。
（５）はかりは水平な状態で使用してください。
（はかりが水平でない時は調節脚で水平を確実に合わせてください。
）

始業時点検のお願い
計量法では、適正な計量の実施を求められています。
始業時の点検、質量チェックの実施をお願いします。

保管場所について①高温／多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって動作しなくなる場合があります。
②本機は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での保管は避けてください。

廃棄について本機を廃棄する場合は、産業廃棄物（燃えないゴミ）となります。
廃棄方法については、各自治体で定められている廃棄要領に従って、正しく廃棄してください。

2

このような機能があります
DP-5602C は、簡単な操作で効率的な計量及び計数作業が行えます。作業の目的に応じてお役立てください。

標準仕様のみで機 能／目 的

方

法

備

考

① 風袋キーを使って、ワンタッチで行
えます。

ページ
11

風袋引
計量物又は、計量物を入れる
容器の質量をゼロにしてから計量したいとき② 数字 キーと 設定完了 キーを使って設定できます。

予め容器の質量の計量が必要です。

11③ 呼出 キーを使って登録している風
袋値を設定できます。

予め容器の質量を計量し、登録しておく必要があります。

22① 上限 及び 下限 キーを使って設定で
きます。

17

上下限（チェッカ）定量計量を行いたいとき

加算及び合計
合計回数及び合計個数を知りたいとき② 呼出 キーを使って登録している上
限値及び下限値を設定できます。

予め上限値及び下限値を設定し、登録しておく必要があります。

22① ＋キー及び 合計キーで加算及び合計表示ができます。
② シフトキー 3 自動キーを使って自動加算、合計キーで合計表示ができます。

13～14,
16

登録
風袋値やコード番号を内部メモリに登録したいとき

呼出キーを使って、登録できます。

3

20～21

ご使用前の準備☆以下の点にご注意いただき正しくお使いください。

はかりは直射日光の当たる場所や、冷暖房機等の風が直接当たる場所には置かないでください。
電源ケーブル（約 4m）
AC100V コンセント

電源コンセントを確実に接続してください。
使用電源は１００Ｖ ５０／６０Ｈz です。

アース線（約 1m）
安全のため、電源コードに付いているアース線で必ずアースしてください。

水平器
はかりの水平は確実に合わせてください。
水平器の気泡が赤い中心
円の内側になるように、
水平調節脚で合わせてく
ださい。

表示部
表示部およびキー
部を爪、先の尖った物で押さないでく
ださい。

水平調節脚

●はかりは丈夫な床の上に置いてください。
●設置した際にガタツキがあるときは、水平調節脚で調整してください。
●はかりを振動が発生する器具類の近くには置かないでください。
●はかりの使用温度範囲は、－１０℃～＋４０℃の場所です。これ以外の場所では使用しないでください。
●使用しないとき及び点検時は、電源プラグを抜いてください。
●初めてご使用になる場合、重力加速度を使用地域にあった値に変更して使用してください。

4壁掛けよう金具の取り付け方法

5キー操作部及び表示部について

6

キー操作部
ON/零点リセット：
電源が入っていない時、電源をオンします。電源が入っている時は、零点をリセットします。

OFF
呼出：電源をオフします。
：登録データの呼び出しや、登録をします。

風袋：ワンタッチ風袋引をします。

＋：手動加算します。

－：加算した直後のデータを取り消します。

合計：加算した合計質量と合計回数を表示する際、使用します。

コード：コード番号を入力する表示へ切り替えます。

上限：上限値を入力する表示へ切り替えます。

下限：下限値を入力する表示へ切り替えます。

サンプル／単重：個数を入力する表示へ切り替えます。
設定完了：入力した設定値を確定します。
数字：数字を入力します。

消：入力中の設定値をキャンセルします。
（０にする。
）

シフト／．

：このキーを押した後、拡張キー（[2]～[6]）が有効になります。
また、単重入力時、小数点を入力します。

紙送り：プリンタ接続時、紙送りします。

自動：自動加算機能の切り替えをします。

年月日：年月日を入力する表示へ切り替えます。

時刻：時刻を入力する表示へ切り替えます。

品名：品名を入力する表示へ切り替えます。

7

表示部
１．メイン表示：蛍光表示管
風袋引中に点灯します。

個数を表示します。

零点時点灯します。
質量安定時点灯します。
自動モード時点灯します。

シフトキーを押した際、点灯します。

☆上下限判別ランプ
上下限設定時、①軽量であれば、赤色ランプ点灯②適量であれば、青色ランプ点灯③過量であれば、黄色ランプ点灯

２．サブ表示：フルドット LCD モジュール
サブ表示では、最大８項目を表示することが可能です。
上限値、下限値、etc… 設定値の入力はサブ表示で行います。
（ユーザパラメータ設定(25 ページ)は除く）

正 味 量 - 10 . 0 k g 単 重 0 . 50 0 k g
風 袋 量 10 . 0 k g 総 量
0 .0k gコ - ド 123456 下 限 値 20 . 0 k g
日 付 12 /01/05 時 刻 08 : 40 : 02
表 示 例
表示できる項目と位置について
表示画面は、図１のように８区画に分かれています。
上から１、２段目①～④については、出荷時に設定し、変更することはできません。
残り３、４段目の⑤～⑧については、お客様が設定したい項目を割り付けることができます。
設定方法は、25 ページ「ユーザパラメータの設定のしかた」を参照し、パラメータ番号 070～073 を変更してください。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

図１

表 示 画 面 割 付 図①：正味量、②：単重、③：風袋量、④：総量⑤⑥：上限値、下限値、コード番号、品名 ※１、年月日、時刻、合計回数、合計（合計回数と合計個数 ※１）⑦⑧：正味量、コード番号、品名 ※１、年月日、時刻、合計回数、合計（合計回数と合計個数 ※１）、※１：品名、合計は２区画使用しますので、⑤か⑦に設定してください。
設定すると、⑥、⑧に割り付けた項目は表示されません。
また、⑥か⑧に設定した場合は、品名、合計は表示されません。

8

（ひょう量 300kg/目量 0.1kg の場合）基本的な使い方
１．電源オンの仕方
操

作

手

順

表

示

内

容

備

考

全灯後、

①
【表示オン】

ON 零点リセット キーを押し全ての表示が点灯し、“0”表示とな
り、点灯時零点サイン・安定サイン
が点灯します。

てください。

の表示が出た場合は、
31 ページ をご覧ください。

はかりが安定していないときは、安定するまで全点灯表示を続けます。

オプションプリンタ
ＪＰＳ－５０８を接続してお使いの場合で正味量
風袋量

0 . 0kg0 . 0kg単総重 0 . 000 k g
量
0 . 0kgの表示が出たとき、一度オ
フ、オンの操作をしてください。再度、同じ表示が出る場
合、販売店へご相談ください。

２．電源オフの仕方①
本機は表示オフしても、待機電力を消費しています。長期間ご使用にならない場合、電源プラグをコンセントより抜いてください。

【表示オフ】

OFF キーを押してください。

３．零点リセットの仕方
操

作

手

順

表

示

内

容

0 . 1kg0 . 0kg単総重 0 . 000 k g
量
0 . 1kg備考①

はかりの載台に何も載ってない状態で”0.0kg”以外を表示している場合、
ON 零点リセット キー押して

正味量
風袋量

零点リセット前
↓

ください。
正味量
風袋量

0 . 0kg0 . 0kg単総重 0 . 000 k g
量
0 . 0kg※零点をリセットし、“0.0kg”と表示します。
零点リセット後

9

零点リセットが有効な範囲はひょう量の±１．９％以内です。

計数の仕方（ひょう量 300kg/目量 0.1kg の場合）

１．サンプル計量による設定≪例≫ サンプル 50 個の質量が 5.0kg の場合
操 作 手 順①
サンプル／単重 キーを押して 正 味 量
風袋量
ください。

表

示

内

容

備

0 . 0kg0 . 0kg単総重 0 . 000 k g
量
0 . 0kg

個数

単総重 0 . 000 k g
量
5 . 0kg

個数

単総重 0 . 000 k g
5 . 0kg
量

個

数

考

0個

②
はかりの載台に 50 個のサンプルを載せてください。

正味量
風袋量

5 . 0kg0 . 0kg

正味量、総量が“5.0kg”と表示されます。

0個③

50 の順に、入力してくだ

正味量
風袋量

5 .0kg0 .0kgさい。
50 個④
サブ表示は、通常表示に戻ります。

設定完了 キーを押してください。
単重 0.100kg が設定され、計数計量が開始されます。

２．１個あたりの質量が分かっている場合の設定（単重入力による設定）≪例≫ 単重 0.56kg を設定する場合
操 作 手 順①
サンプル／単重 キーを押して
ください。

表
正味量
風袋量

示

内

容

備

0 . 0kg0 . 0kg単総重 0 . 000 k g
量
0 . 0kg

個数

単総重 0 . 000 k g
量
0 . 0kg

考

サンプル計量の設定へ。

0個②
単重入力の設定へ。

再度、サンプル／単重 キーを押してください。

正味量
風袋量

0 . 0kg0 . 0kg

単

重

0kg

単
総

重 0 . 000 k g
量
0 . 0kg単重単
総重 0 . 560 k g
量
0 . 0kg

再度、サンプル／単重キーを押すと、サンプル計量設定へ戻り
ます。

③

0

シフト

5

6

キーの
順に、入力してください。

正味量
風袋量

0 . 0kg0 . 0kg

シフトキー：小数点入力
最大 5 桁の入力が可能。

0 . 56 k g④

設定完了 キーを押してくださ
い。

正味量
風袋量

0 . 0kg0 . 0kg

10

単重が小さすぎる場合(=目量の 1/100 より小さい)、“E-001”
が表示され、単重が設定されません。
また、目量の 1/100 以下の単重入力は、切り捨てられます。

風袋引の仕方（ひょう量 300kg/目量 0.1kg の場合）

１．ワンタッチ風袋引・・・風袋キーのみで行う、簡単な風袋引きのしかたです。
操

作

手

順

表

示

内

容

備

考

①
はかりの載台に容器を載せてください。

メイン表示に個数が表示されます。

例は容器の質量が 1.0kg、単重が0.100kg の場合を示しています。

正味量
風袋量

1 . 0kg0 . 0kg単総重 0 . 100 k g
量
1 . 0kg②
表示値が安定しているとき
風袋 キーを押してください。

メイン表示の個数が”0”になり、正味量ランプが点灯します。
サブ表示では正味量が“0.0kg”、風袋量が”1.0kg”を表示します。
正味量
風袋量

0 . 0 kg
1 . 0 kg単総重 0 . 10 0 k g
量
1 . 0kg③
メイン表示に個数が表示
され、サブ表示に計量物の正味量が表示されます。

【計数開始】
はかりの載台に計量物を載せてください。
例は計量物の質量が 5.0kg の場合を示しています。
正味量
風袋量

5 . 0 kg
1 . 0 kg単総重 0 . 10 0 k g
量
6 . 0kg

２．置数式風袋引（風袋量が予めわかっている場合）
・・・数字キーと設定完了キーで行います。
≪例≫ 風袋値を 1.5kg に設定する場合
操 作 手 順①
【風袋値入力】

表
正味量
風袋量

示

内

容

0 . 0kg0 . 0kg単総重 0 . 100 k g
量
0 . 0kg1
5 の順に入力して
ください。

Ｐ Ｔ量

11

備

1 . 5kg

考

設定値の入力は、サブ表
示で行います。
設定値点滅。

操

作

手

順

表

示

内

容

備

考

②
メイン表示は、正味量ランプが点灯します。
サブ表示は、風袋量がＰ
Ｔ量に切り替わり、標準画面に戻ります。

設定完了 キーを押してくださ
い。

正味量
Ｐ Ｔ量

-1 . 5 k g
1 . 5kg単総重 0 . 10 0 k g
量
0 . 0kg③【計数開始】

メイン表示に個数が表示
され、サブ表示に計量物の正味量が表示されます。

はかりの載台に計量物を載せてください。
例は計量物(風袋込み)の質量が6.0kg の場合を示しています。
正味量
Ｐ Ｔ量

4 . 5kg
1 . 5kg単総重 0 . 10 0 k g
量
6 . 0kg

内容

風袋引の取り消し方
操

作

手

順

表

示

備

考

①
容器をはかりの載台から取り除
いてください。

正味量がマイナスで表示されます。

例はワンタッチ風袋引きを行った場合を示しています。

正味量
風袋量

-1 . 0 k g
1 . 0kg単総重 0 . 10 0 k g
量
0 . 0kg②
メイン表示の正味量ラン
プが消灯し、サブ表示の正味量・風袋量が”0.0kg”と表示されます。

風袋 キーを押してください。

正味量
風袋量

0 . 0kg0 . 0kg12単総重 0 . 10 0 k g
量
0 . 0kg

コード番号入力の仕方≪例≫コード番号”123456”を入力する場合
操 作 手 順①
コード キーを押してください。 正 味 量
風袋量

表

示

内

容

備

0 . 0kg0 . 0kg単総重 0 . 000 k g
量
0 . 0kg（設定中の表示は点滅）
コード

考

設定値の入力は、サブ表
示で行います。
設定値点滅。

0 0000 0②
最大 6 桁まで入力できます。

【コード番号入力】

1

2

3

4

5

6

正味量
風袋量

0 . 0kg0 . 0kg単総重 0 . 000 k g
量
0 . 0kgコード

1 2345 6の順に入力してください。

入力を間違った場合は、消キーを押してから、再度番号を入力してください。

③

設定完了 キーを押してくださ

正味量
風袋量

0 . 0kg0 . 0kgコード

123 456

単総重 0 . 000 k g
量
0 . 0kgい。

通常表示へ戻ります。
(ﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号 072=4 に設定した場合を示していま
す。)

加算の仕方
毎回の計数値をはかり内部メモリに加算し、合計回数や合計個数を確認したい時に使用してください。

１．手動加算の仕方
操作

手プリンタ等を接続された時は、専用取扱説明書をご覧ください。
順

表

示

内

容

備

考

①
はかりの載台に計量物を載せてください。

計量物の個数を表示します。

例は単重が 0.100kg、計量物の質量が 5.0kg の場合を示しています。
②
加算後、合計値が内部メモリ
記憶容量を超えた場合は、エラー表示となります。
・合計回数オーバー【加算】
安定サインの点灯を確認後、＋ キーを押してください。

※加算を取り消したい場合は、－ キーを押して、減算処理をパラメータ番号 035 が 0 に設定されていれば、 ・合計個数オーバー
表示はそのままで、SEND を表示しません。

行ってください。
（詳細は、15 ページ参照）

13

操

作

手

順

表

示

内

容

備

考

③
計量物をはかりの載台から取り除いてください。

“0”表示に戻ります。

④
・以上で１回の加算操作は終了です。
・以後①～③の操作を繰り返す事により計数値が次々と内部メモリに加算されます。

２－１．自動加算の仕方
操

作

手

順

表

示

内

容

備

考

①
シフトサインが点灯した
後、自動サインが点灯します。

シフト キーを押した後、3 自動 キーを押してください。

②
加算後、合計値が内部メモリ
記憶容量を超えた場合は、エラー表示となります。
・合計回数オーバー【加算】
はかりの載台に計量物を載せてください。
表示が安定すると自動的に加算されブザーがピッと鳴ります。
※加算を取り消したい場合は、パラメータ番号 035 が 0 に設定されていれば、 ・合計質量オーバー
表示はそのままで、SEND を表示しません。

－ キーを押して、減算処理を行ってください。
（詳細は、15 ページ参照）③
計量物をはかりの載台から取り除いてください。

“0”表示に戻ります。

④
・以上で１回の自動加算操作は終了です。
・以後②、③の操作を繰り返す事により計数値が次々と内部メモリに加算されます。
自動加算のタイミングはパラメータ番号 069 により決定できます。
※パラメータの変更に関しては、25 ページの「ユーザパラメータの設定の仕方」を参照してください。

14

２－２．手動加算への戻し方
操

作

手

順

表

示

内

容

備

考

①
シフトサインが点灯した
後、自動サインが消灯します。

シフト キーを押した後、3 自動 キーを押してください。

減算の仕方
はかり内部メモリに加算したデータを減算したい時に使用してください。
減算の仕方は２種類有り、パラメータ番号 086 の設定により選択することができます。
工場出荷時の設定値は”0”です。
設定値
0
1

名称
直前減算
計量減算

機能説明
直前の加算データを減算します。
載台に載っている個数を減算します。

備考
１回の減算に限る。
複数回の減算が可能。

※パラメータの変更に関しては、25 ページの「ユーザパラメータの設定の仕方」を参照してください。

１．直前減算の仕方
操

作

手

順

表

示

内

容

備

考

①
加算した後、表示されている個数に関係なく、直前の加算デー
タを減算します。

－ キーを押してください。

パラメータ番号 035 が 0 に設定されていれば、表示はそのままで、SEND を表示しません。

２．計量減算の仕方
操

作

手

順

表

示

内

容

備

考

①
加算した後、はかりの載台に減算
したい計量物を載せてください。

計量物の個数を表示しま
す。

15

操

作

手

順

表

示

内

容

備

考

②

－ キーを押してください。

パラメータ番号 035 が 0 に設定されていれば、表示はそのままで、SEND を表示しません。

③“0”表示に戻ります。

計量物をはかりの載台から取り除いてください。

④
以上で１回の減算操作が終了です。
②、③の操作を繰り返す事により内部メモリのデータを続けて減算することも可能です。
ただし、合計回数が 0 である、又は合計個数がマイナスになる場合は減算できません。

合計の仕方加算された計量結果（合計回数、合計個数）が確認できます。
操 作 手 順表 示 内①
正味量
0 . 0kg 単
合計 キーを押してください。
合計回数の最大は４桁、合計個数の最大は８桁です。

風袋量0 . 0kg

合5 60 2 回

計

総

容

備

重 0 . 100 k g
量
0 . 0kg

考合計値は、サブ表示に表示されます。

2 80 1 0 0 個

加算を打ち切り、合計値をクリアする場合加算を続行する場合●●

合計値のメモリを取り消す場合は、合計個数又は合計回数表示中に 消 キーを押してください。
合計個数、合計回数の全てがクリアされ、次の作業より加算は１回目から始まります。

②

合計 キーを押してください。

正味量
風袋量

0 . 0kg0 . 0kg③
加算操作を引き続き行ってください。

16

単
総

重 0 . 100 k g
量
0 . 0kg

通常表示へ戻ります。

上下限判別機能と設定の仕方
上下限判別機能
計量する際、目標とする個数に対し、多い分を上限値、少ない分を下限値として適量範囲を設けて定量作業を行う場合に使用します。
判別しない
軽量
適量
過量

△
０kg
最小測定量

△
下限値

△
上限値

ひょう量

上下限設定の仕方≪例≫下限値 100 個、上限値 105 個を設定する場合
操 作 手 順表 示①
下限 キーを押してください。
正味量0 . 0kg

内

容

備

考

設定値点滅。
単 重 0 . 100 k g
総 量
0 . 0kg
上限値
0個
下限値
0個

( ﾊ ﾟ ﾗ ﾒ ｰ ﾀ 番 号 070=10 、
071=11 に設定した場合を示しています。)

風袋量
下限値

0 . 0kg
0個

正味量
風袋量
下限値

0 . 0kg0 . 0kg
0個

単 重 0 . 100 k g
総 量
0 . 0kg
上限値
0個
下限値
100 個

正味量
風袋量
下限値

0 . 0kg0 . 0kg
10 0 個単 重 0 . 100 k g
総 量
0 . 0kg
上限値
0個

上限 キーを押してください。

正味量
風袋量
下限値

0 . 0kg0 . 0kg
10 0 個単 重 0 . 100 k g
総 量
0 . 0kg
上限値
0個
上限値
0個

設定値点滅。

【上限値入力】

正味量
風袋量
下限値

0 . 0kg0 . 0kg
10 0 個単 重 0 . 100 k g
総 量
0 . 0kg
上限値
0個
上限値
105 個

設定値点滅。

正味量
風袋量
下限値

0 . 0kg0 . 0kg
10 0 個単 重 0 . 100 k g
総 量
0 . 0kg
上限値
105 個

②
【下限値入力】

1
00 の順に、
入力してください。

設定値点滅。

③

設定完了 キーを押してくださ
い。

④

⑤

1
0
5 の順に、
入力してください。
⑥

設定完了 キーを押してください。

⑦
判別結果により・LED ランプが点灯します。
軽量時：赤色
適量時：青色
過量時：黄色【計量開始】

目標 ま で あ と

17

正味量
O K

10 . 1 kg

△
△
△
△
△
△

▼
▼
▼
▼
▼
▼

計量物をはかりの載台に載せてください。
計量と同時に、上下限判別を行い
ます。

-1個

・LCD の表示内容が変化します。詳細は、次ページの＜上下限判別時の LCD 表示＞を参照してください。

上下限設定の取り消し方
操

作

手

順

表

示

内

容

備

考

①

下限 キーを押してください。

正味量
風袋量
下限値

0 . 0kg0 . 0kg
10 0 個単 重 0 . 100 k g
総 量
0 . 0kg
上限値
105 個
下限値
100 個

設定値点滅。

【下限値クリア】

正味量
風袋量
下限値

0 . 0kg0 . 0kg
10 0 個単 重 0 . 100 k g
総 量
0 . 0kg
上限値
105 個
下限値
0個

設定値点滅。

正味量
風袋量
下限値

0 . 0kg0 . 0kg
0個

単 重 0 . 100 k g
総 量
0 . 0kg
上限値
105 個

正味量
風袋量
下限値

0 . 0kg0 . 0kg
0個

単 重 0 . 100 k g
総 量
0 . 0kg
上限値
0個②

消 キーを押してください。
③

設定完了 キーを押してください。

④【上限値クリア】
下限値クリア同様に、上限

消設定完了 キーの順に押してください。

＜上下限判別時の LCD 表示＞：例はﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号 070=10、071=11 に設定した場合を示しています。
ユーザパラメータ番号 054 の設定値により表示内容が異なります。出荷時は、設定値２です。
表示内容を変更する際は、25 ページを参照し、ユーザパラメータの変更を行ってください。
設定値
軽 量
適 量
過 量
0 . 0kg0 . 0kg
100 個

単 重 0 . 1 00 k g
総 量
0 . 0kg
上限値
1 05 個

同左

同左

下限値
正味量

O K

正味量
O K

△
△
△
△
△
△

▼
▼
▼
▼
▼
▼

▼
▽
▽
▽
▽
▽

50個

目標 ま で あ と

3

正味量
下限値

0 . 0kg
100 個

適量 ま で あ と10 . 1 k g

過 量
▼
▼
▼
▼
▼
▼

※１

※１

下限値
正味量

※１

※１

適量 ま で あ と

過 量
O K
10 0 個 上 限 値
1 05 個1 5 . 0 k g 単 重 0 . 1 00 k g

▼
▼
▼
▼
▼
▼

O K
100 個 上 限 値
105 個
10 . 1 k g 単 重 0 . 100 k g

軽 量

2
(標準)

△
△
△
△
△
△

▼
▼
▼
▼
▼
▼

O K
100 個 上 限 値
105 個
5 . 0 k g 単 重 0 . 100 k g

△
△
△
△
△
△

下限値
正味量

△
△
△
△
△
△

▼
▽
▽
▽
▽
▽

軽 量

1

-1個

適量ま で あ と

50個

正味量
下限値

0 . 0 kg
100 個

目標 ま で あ と

O K

45個
※１

※１

単 重 0 . 100 k g
上限値
105 個

▲
▲
▲
▲
▲
▲

正味量
風袋量
下限値

▲
▲
▲
▲
▲
▲

0

単 重 0 . 1 00 k g
上限値
1 05 個

-1個

正味量
下限値

0 . 0kg
10 0 個

適量ま で あ と単 重 0 . 1 00 k g
上限値
1 05 個

45個※１：△バーの単位は、出荷時 5 個に設定されています。この場合、適量の±25 個の範囲が△or▲バーにより目視確認できます。△バーの単位は、ユーザパラメータ番号 055 により変更可能です。設定値が大きい
ほど、広範囲を目視確認できます。

18

品名入力の仕方≪例≫ 品名“グレープフルーツ”を入力する場合
操 作 手 順表 示①
正味量
0 . 0kg
シフト キーを押した後、風袋量
0 . 0kg内容単総重 0 . 000 k g
量
0 . 0kg

6 品名 キーを押してください。
123

備

考

品名の入力は、サブ表示で行います。
設定桁点滅。

* * * * ** * * * ** * * ** *②
【入力文字切替】
正味量
風袋量

0 . 0kg0 . 0kg単総重 0 . 000 k g
量
0 . 0kg

風袋 キ ー を ２ 回 押 し て く だ さい。
ｱｲｳ↑
入力文字モード* * * * ** * * * ** * * ** *風袋 キー：入力文字切替
数字モード(123)↓
英字モード(ABC)↓カナモード(ｱｲｳ)の順で切り替わる。
( )内は左端の表示を示す。

③【文字入力】
表１を参考に文字入力を行って
ください。

正味量
風袋量

例えば、“グ”の場合は、

ｱｲｳ

0 . 0kg0 . 0kg単総重 0 . 000 k g
量
0 . 0kgｸ ﾞ ﾚｰﾌ ﾟ ﾌﾙｰﾂ* * * ** *8 キーを３回“゛(濁点)”… コード キーを１回“ク”…

となります。

④

設定完了 キーを押してください。

キーの文字割り当て一覧表
キー
数字モード
風袋
英字モードへ
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
コード
, . - (ｽﾍﾟｰｽ)

正味量
風袋量

0 . 0kg0 . 0kg品

ｸ ﾞ ﾚｰﾌ ﾟ ﾌﾙｰﾂ名単
総重 0 . 000 k g
量
0 . 0kg

通常表示へ戻ります。
(ﾊﾟﾗﾒｰﾀ番号 072=5 に設定した場合を示しています。)

表１

英字モード
カナモードへJ K L j k l0
W X Y Z w x y z 1
2
3
M N O m n o
4
P Q R S p q r s 5
T U V t u v
6
A B C a b c
7
D E F d e f
8
G H I g h I
9, . - (ｽﾍﾟｰｽ)

19

カナモード
数字モードへﾀ ﾁ ﾂ ﾃ ﾄ ｯ
ﾔ ﾕ ﾖ ｬ ｭ ｮ
ﾗ ﾘ ﾙ ﾚ ﾛ
ﾜ ｦ ﾝ ｰ
ﾅ ﾆ ﾇ ﾈ ﾉﾊ ﾋ ﾌ ﾍ ﾎﾏ ﾐ ﾑ ﾒ ﾓ
ｱ ｲ ｳ ｴ ｵ ｧ ｨ ｩ ｪ ｫ
ｶ ｷ ｸ ｹ ｺ
ｻ ｼ ｽ ｾ ｿﾞ ﾟ ､ ｡ - (ｽﾍﾟｰｽ)登録の仕方DP-5602C は、風袋値、コード番号、上限値、下限値、単重値、品名を呼出番号毎に単独又は一括にて記憶することができます。
呼出番号は１～１００番まであり、１００種類分の記憶が可能です。
このデータは内部メモリに記憶していますので、はかりの電源を切っても消えることはありません。
日常頻繁に使用するデータを登録しておくと、作業前の設定が簡単になり、作業効率が一段と向上します。

１．一括登録の仕方・・・一括して設定データを登録する方法です。
≪例≫ 単重値 0.100kg、風袋値 1.5kg、コード番号 123456、下限値 100 個、上限値 105 個を呼出番号 70 に登録する場合操 作 手 順表 示 内 容備考①
予め全てのデータを設定しておデータ設定後、はかりの載
いてください。
台に計量物が載っている場
合は、下ろしてください。
設定していない項目は登録されません。
( ﾊ ﾟ ﾗ ﾒ ｰ ﾀ 番 号 070=10 、
071=11、072=4 に設定した場合を示しています。)
正味量
風袋量
下限値
コード

-1 . 5 k g
1 . 5kg
100 個
12 3 4 5 6

単 重 0 . 100 k g
総 量
0 . 0kg
上限値
105 個

正味量
風袋量
下限値

0 . 0kg0 . 0kg
10 0 個単 重 0 . 100 k g
総 量
0 . 0kg
上限値
105 個
呼 出
00 0

正味量
風袋量
下限値

-1 . 5 k g
1 . 5kg
10 0 個単 重 0 . 100 k g
0 . 0kg
総 量
上限値
105 個
登 録
00 0

正味量
風袋量
下限値

-1 . 5 k g
1 . 5kg
10 0 個単 重 0 . 100 k g
総 量
0 . 0kg
上限値
105 個
全登録
00 0

正味量
風袋量
下限値

-1 . 5 k g
1 . 5kg
10 0 個単 重 0 . 100 k g
総 量
0 . 0kg
上限値
105 個
全登録
07 0

消 キーを押し、呼出番号が“000”番と表示されたのを確
認後、⑤に進んでください。
この時、エラーブザーが鳴って登録を中止します。

正味量
風袋量
下限値
コード

-1 . 5 k g
1 . 5kg
10 0 個1 23 4 56

単 重 0 . 10 0 k g
総 量
0 . 0kg
上限値
10 5 個①の表示へ戻ります。

②

呼出 キーを押し続けます。
（設定中の表示は点滅）

零点のとき（計量部に何も載っていないとき）のみキーが有効です。

③

合計 キーを押します。

④

もう一度 合計 キーを押すと、単独登録（風袋値、単重値）に戻ります。
登録を中止したいときは、【呼出番号入力】

70 の順に入力してください。

⑤

設定完了 キーを押してください。

20

２．単独登録の仕方・・・設定できる項目１つをデータ登録する方法です。
ただし、単重値は風袋値と同時に登録されます。
≪例≫ 単重値 0.100kg を呼出番号 24 番に登録する場合
操 作 手 順表 示①
単重値を設定してください。

内

容

備

正味量
風袋量

0 . 0kg0 . 0kg単総重 0 . 1 00 k g
量
0 . 0kg

正味量
風袋量

0 . 0kg0 . 0kg単総重 0 . 100 k g
0 . 0kg
量

呼

出

単
総

重 0 . 100 k g
量
0 . 0kg

登録

単
総重 0 . 100 k g
0 . 0kg
量

登

録

単
総

重 0 . 1 00 k g
量
0 . 0kg考

はかりの載台に計量物が載っている場合は、下ろして
ください。

②
【登録】

呼出 キーを押し続けます。

零点のとき（計量部に何も載っていないとき）のみキーが有効です。

00 0（設定中の表示は点滅）

正味量
風袋量

0 . 0kg0 . 0kg00 0③【呼出番号入力】

24 の順に入力してくだ

正味量
風袋量

0 . 0kg0 . 0kg

さい。

02 4

④

設定完了 キーを押してくだ

正味量
風袋量

0 . 0kg0 . 0kg

通常表示へ戻ります。

さい。

≪例≫ コード番号 123456 を呼出番号 24 番に登録する場合
操 作 手 順表 示 内①
コード キーを押して、正味量
0 . 0kg 単

1

2

3

4

5

6 の

風袋量

0 . 0kg

順に、コード番号を入力してくだ
さい。

総

容

設定値点滅。
重 0 . 000 k g
量
0 . 0kg

コード②
単重値を登録する際の操作手順②～④を行ってください。

○上限値・下限値・品名の単独登録について
操作手順は、コード番号と同様①設定値が点滅している時に 呼出 キーを押し続ける。
②呼出番号を入力する。
③ 設定完了 キーを押す。

21

備

1 2 3 45 6

考

一括登録と単独登録の違いについて
登録データは、呼出番号毎にメモリされています。購入時は、すべてゼロです。
≪例≫ 呼出番号７０番に登録する場合
・一括登録：設定している全てのデータが記憶されます。
＜登録前＞
呼出番号 ：70 番
単重値：0.000kg
風袋値：0.0kg
コード番号：000000
上限値
：0 個
下限値
：0 個
品
名 ：なし

＜登録後＞
呼出番号 ：70 番
単重値：0.100kg
風袋値：1.5kg
コード番号：123456
上限値：105 個
下限値：100 個品
名 ：ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ

一括登録

・単独登録：指定したデータのみ記憶されます。
＜登録前＞
呼出番号 ：70 番
単重値：0.000kg
風袋値：0.0kg
コード番号：000000
上限値
：0 個
下限値
：0 個
品
名 ：なし

＜登録後＞

単重値 0.100kg を
単独登録＜登録後＞のデータ更新
呼出番号 ：70 番
単重値：0.100kg
風袋値：1.5kg
コード番号：123456
上限値：105 個
下限値：100 個品
名 ：ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ

呼出番号 ：70 番
単重値：0.100kg
0.100kg
風袋値：0.0kg
コード番号：000000
上限値
：0 個
下限値
：0 個
品
名 ：なし

コード番号以外は上書きされない。
呼出番号 ：70 番
単重値：0.100kg
風袋値：1.5kg
コード番号：777777
777777
上限値：105 個
下限値：100 個品
名 ：ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ

コード番号のみ登録
コード番号 777777 を
単独登録

登録データの呼び出し方≪例≫ 前ページで登録した呼出番号 24 番の登録データを呼び出す場合
操 作 手 順表 示 内 容①
正味量
0 . 0 k g 単 重 0 . 000 k g
呼出 キーを押してください。
風袋量0 . 0kg 総 量
0 . 0kg
呼

出

00 0

単
総

重 0 . 000 k g
量
0 . 0kg

呼出単総重 0 . 100 k g
量
0 . 0kg

備

考

零点のとき（計量部に何も載っていないとき）のみキーが有効です。
設定値点滅。

②

2

4 の順に入力してくだ

正味量
風袋量

0 . 0kg0 . 0kg

さい。
02 4

③

設定完了 キーを押してくだ

正味量
風袋量

0 . 0kg0 . 0kg

さい。

22

登録データの呼び出し表
示になります。

登録データのクリアの仕方
設定値を”0”にしてデータ登録を行うと、データがクリアされます。
データ登録の仕方は、20～21 ページと同様に、単独又は一括にて行ってください。

日付・時刻の設定の仕方
注記：内蔵時計を有していますので、１度設定されますと自動歩進します。
操 作 手 順表 示 内 容①
【日付設定】

シフト キーを押した後
4 年月日 キーを押してくだ

正味量
風袋量

0 . 0kg0 . 0kg単総重 0 . 000 k g
量
0 . 0kg日

付 1 1/ 1 2 /2 2

さい。

備

考

西暦で表示します。左から２桁ずつ、年．月．日の並びです。
年号の設定は、西暦にて入力してください。

（年の十の桁が点滅）
例は、2011 年 12 月 22 日を表示しています。

②
数字キーで年・月・日の順に入力
してください。

正味量
風袋量

0 . 0kg0 . 0kg単総重 0 . 000 k g
量
0 . 0kg日

付 1 2/ 0 1 /0 5

年．月．日は、２桁ずつ入力してください。
例“12”.”01”.”05”

入力後、 設定完了 キーを押すと、通常表示へ戻ります。
正味量
風袋量

0 . 0kg0 . 0kg単総重 0 . 000 k g
量
0 . 0kg

正味量
風袋量

0 . 0kg0 . 0kg単総重 0 . 000 k g
量
0 . 0kg時

刻 08 - 2 0③【時刻設定】

シフト キーを押した後
5 時刻 キーを押してください。
例は、 8 時 20 分を表示しています。

24 時間制で表示します。
左から時、分の並びです。
時間の設定は、24 時間制
で入力してください。

（時間の十の桁が点滅）④
数字キーで時・分の順に入力して
ください。

正味量
風袋量

0 . 0kg0 . 0kg単総重 0 . 000 k g
量
0 . 0kg時

刻 11 - 5 0

時．分は２桁ずつ入力してください。
例“11”-”50”

入力後、 設定完了 キーを押すと、通常表示へ戻ります。
正味量
風袋量

0 . 0kg0 . 0kg単総重 0 . 000 k g
量
0 . 0kg

注意；長期放置（約１年 電源コードを挿さない状態）されますと自動充電式のバックアップ電池が空になり、日付・時刻
データは消去されます。

23表示輝度及びコントラスト調整の仕方① 風袋 キーを押しながら 呼出 キーを押してください。
25 ページのユーザパラメータ設定モードを表示します。
② シフト／． キーを押してください。
下図のようにサブ表示が切り替わります。

設定値
FLD
ｷﾄﾞ：2
↑[4]key↓[1]key

設定値

LCD
ｺﾝﾄﾗｽﾄ：125↑[5]key↓[2]key

設定値

設定値の範囲FLD・キド（輝度）：0～4
LCD・キド（輝度）：0～7
・コントラスト：0～255

ｷﾄﾞ：7↑[6]key↓[3]key

4 キー：メイン表示の輝度を上げたい場合
1 キー：メイン表示の輝度を下げたい場合
5 キー：サブ表示のコントラストを強くしたい場合
2 キー：サブ表示のコントラストを弱くしたい場合
6 キー：サブ表示の輝度を上げたい場合
3 キー：サブ表示の輝度を下げたい場合③ 設定完了 キーを押してください。ユーザパラメータ設定モードに戻ります。
④ もう一度 設定完了 キーを押すと、通常モードに戻ります。

オプション機能について
DP-5602C は、日常の計量の効率アップの為、オプション機能も充実しております。
作業状況に合わせ、これらオプション機能のご活用も宜しくお願い致します。

ジャーナルプリンタを接続すれば指示計部背面に接続する一体型のプリンタは、場所をとらず操作性も向上し、印字内容も豊富です。また、指示計から離れたセパレート型のプリンタもあります。詳細については専用取扱説明書をご覧ください。

外部リレー入出力を利用すれば軽量・適量前・適量・過量・大投入・小投入のデータ出力と風袋引・零点リセット信号を外部より入力できますので、作業効率を一段と向上できます。詳細については専用取扱説明書をご覧ください。

RS232C 入出力を利用すれば各種データの入出力及び操作指令等が行えますので作業のシステム管理に役立ちます。
詳細については専用取扱説明書をご覧ください。

ZBee 無線通信を利用すれば各種データの出力が行えますので作業のシステム管理に役立ちます。
詳細については専用取扱説明書をご覧ください。

BluetoothTM 通信を利用すれば各種データの出力が行えますので作業のシステム管理に役立ちます。
詳細については専用取扱説明書をご覧ください。

USB メモリを利用すれば各種データを USB メモリに記憶しますので、データ管理に役立ちます。
詳細については専用取扱説明書をご覧ください。

24

ユーザパラメータの設定の仕方
DP-5602C には、37 個のユーザパラメータがあり、使用環境に応じて最適な動作をするように設定変更できます。変更する際は、次ページのユーザパラメータ表を参照してください。
≪例≫ パラメータ番号 007（非加算）を 0 から 1 に変更する場合
操 作 手 順表 示 内 容①
風袋 キーを押しながら備

考

ユーザパラメータの設定
モードを表示します。

呼出 キーを押してください。

（設定値が点滅）②＋ キーを押して、変更したい
パラメータ番号を表示させてください。
－ キーを押すと、逆方向へ数値が変化します。

＋ キーを押し続けると押している間、自動歩進します。
（ － キーも同様）（設定値が点滅）③
数字キーにて設定値を変更します。
1 キーを押してください。

入力を間違えた場合、消 キーで入力値をクリアして再度入力してください。

（設定値が点滅）④
その他のパラメータを続けて設定する場合は、上記②～③を繰り返してください。

（設定値が点滅）⑤

設定完了 キーを押してください。
計数表示へ戻ります。
例は無負荷時を示しています。

25

ユーザパラメータ表
番 号
名 称
001 表示管の輝度
002 ディマータイマー

003

004
005
006

007

008

009

010

011

012

033
035
053

標準値
機 能 説 明2
0:最も暗い ～ 4:最も明るい
1000:ディマー停止
01～60:使用しない時間が設定分続くと表示の輝度を最も暗い状態に自動的に変更する。
上下限判別ブザー
0
0:ブザーを鳴らさない。
1:軽量で鳴らす。
2:適量で鳴らす。
3:過量で鳴らす。
4:軽量・過量で鳴らす。
上下限判別の安定検出
00:安定状態に関わらず上下限判別する。
1:安定時のみ上下限判別する。
自動モード時の00:判別状態に関わらず、安定検出したとき加算する。
適量内加算
1:適量時に安定検出したときのみ加算する。
自動モード時の手動加算
00:自動モード時、 ＋－ キーは無効
1:自動モード時でも ＋－ キーは有効非加算
0
0:累計する。
(オプションの一体型
1:加算時のプリンタ印字・通信出力はするが累計はしない。
プリンタに対応します。)（ 合計 キーは働きません）
印字
10:一体型プリンタを使用しない。
1:一体型プリンタを使用する。(個数を印字）
2:一体型プリンタを使用する。
（総量、風袋量、個数を印字）
3:一体型プリンタを使用する。
（正味量、単重、個数を印字）
4:過不足印字（番号068,092=1にすること）
印字項目
30:コード番号、計量回数を印字しない。
(オプションプリンタに
1:コード番号を印字する。
対応します。)
2:計量回数を計量毎に印字する。
3:コード番号と計量回数を印字する。
日付印字
2
0:時刻日付を印字しない。
(オプションプリンタに
1:時刻を計量毎に印字する。
対応します。)
2:日付を合計毎に印字する。
3:日付を合計毎に印字し、時刻を計量毎に印字する。
4(6):日付を計量毎に印字する。
5(7):日付、時刻を計量毎に印字する。
計量毎の自動紙送り量0000:紙送りしない。
(オプションプリンタに
01～20:毎回計量印字後、設定値分の行を紙送りする。
対応します。)
合計毎の自動紙送り量0600:紙送りしない。
(オプションプリンタに
01～20:毎回計量印字後、設定値分の行を紙送りする。
対応します。)
適量前検出個数000 000:適量前信号を出力しない。
001～200:下限値－設定個数から適量前信号を出力する。
SEND(送信)表示時間
1
0:加算時にSEND表示しない。
1～8:加算時に設定秒数SEND表示する。
LCDコントラスト
027 0:最も暗い ～ 255：最も明るい

26

番 号
名 称
標準値
機 能 説 明054 LCD設定値表示固定
20:常に設定値を表示(18ページの表示例参照)
1:チェッカ機能表示(バー表示)
2:チェッカ、パック機能表示(バー表示＋過不足表示)
3:パック機能表示(過不足表示)
055 LCDバー単位
05
0:5個
1～50:設定した個数単位（機能の詳細は、18ページの※１参照）
056 LED輝度調整
0
0:25% 暗い（上下限判別用）
1:50%↓
2:75% 明るい058 自動電源オン
00:電源プラグ挿入時表示オンしない。
1:電源プラグ挿入時表示オンする。
059 電源オン時
0
0:何も呼び出さない。
呼出番号自動呼び出し
1:呼出番号１番を自動的に呼び出す。
060 電源オン時
00:電源オン時、手動加算モード
自動加算モード
1:電源オン時、自動加算モード
061 風袋自動キャンセル
0
0:風袋自動キャンセルしない
1:総量(グロス)4目量以下になると風袋値をクリア
2～3:設定しないでください。
062 分類集計・総合計機能0
0:分類集計を使用しない。
(※１)
1:分類集計を使用する。
（番号059=1にすること）
2:総合計機能を使用する。
3:総合計・最大・最小・平均・範囲印字機能を使用する。
063 総量計算
00:内部カウントを質量変換1:設定しないでください。
066 ワンタイム加算
10:安定検出していれば、同じ質量を何度でも手動加算可能
1:零近傍通過後、安定検出すると、１回だけ加算可能
2:設定しないでください。
067 遅延加算
00
00:遅延加算しない。
01～50:設定値×100ms後に安定検出して自動加算する。
068 ゼロ加算
0
0:表示がゼロ表示のときは、加算しない。
1:表示がゼロのときも、加算する。
※0と使用範囲下限～オーバースケールを印字可能な範囲とする。

069

モーションディテクション（自動加算のタイミング）

0

0:自動加算ゼロディテクション(手動加算はモーション)
1:自動加算モーションディテクション(手動加算もモーション)
2:自動加算ゼロディテクション(手動加算もゼロ)※ゼロディテクション・・・ゼロ近傍通過後に加算※モーションディテクション・・・非安定→安定で加算

070
071

LCD割付:３段目左側(8ページ参照)
LCD割付:３段目右側(8ページ参照)00
00

00:表示しない 01:風袋量 02:総量 03:正味量
04:コード番号 05:品名
06:年月日07:時間
08:合計回数
09:合計回数＋個数
10:下限値
11:上限値 12:単重値※１・・・JPS-508 又は、TPS-503W 接続時のみ有効
分類集計機能：加算した値をそのときの呼出番号毎に分類して合計する機能
総合計機能 ：シフトキーを押した後、合計キーを押すと、それまで計量した総累計を印字する機能

27

番 号
名 称
072 LCD割付:４段目左側(8ページ参照)
073 LCD割付:４段目右側(8ページ参照)
086 減算モード
092

ネガティブカウント
（減算式）

101

地区補正／重力補正

182
183

小投入検出個数
大投入検出個数

標準値
機 能 説 明0
0:表示しない 1:風袋量 2:総量 3:正味量
4:コード番号 5:品名
6:年月日
7:時間
8:合計回数0
9:合計回数＋個数
00:直前の加算データを減算する。
1:載台に載っている個数を減算する。
0
0:正味量が負の時は手動加算しない。
1:正味量が負の時のみ手動加算する。
（自動加算不可）2:正味量が正負関係なく手動加算する。（自動加算不可）
010 000～029:地区補正しない。
(※１) 030～210:(重力加速度(m/s2)-9.7600)×10000÷5+オフセット(30)
設定範囲：9.7600～9.8500m/s2
最小設定単位：0.0005m/s2000 000:信号を出力しません。
000 001～9999:設定個数から信号を出力します。

※１：使用地区により設定を変更する必要があります。

取引証明以外用
DP-5602C（取引証明以外用）を初めてご使用になる場合、使用地域別に重力加速度を補正する必要があります。補正を行わなかった場合、正しい計量ができない場合がありますので、必ず下記の「重力加速度補正の仕方」をよくお読みいただき、重力加速度の補正を行ってから計量を始めてください。
また、取引証明以外用では分銅校正（スパン調整）を行えます。調整する際は、30 ページを参照してください。

重力加速度補正の仕方
ユーザパラメータ番号 101 番をご使用地域に応じた設定値に変更してください。
ユーザパラメータの変更方法については 25 ページを参照してください。
使用地域別の重力加速度については 29 ページを参照してください。
注記：一度重力加速度補正を行ったはかりを設定値が異なる地域で使用する場合、再度使用地域に対応した
重力加速度の補正が必要になります。

28

＜使用地域別の重力加速度と設定値＞
地域名
道北・道東地方（十勝地方を除く）
道央･道南･十勝地方

都道府県
道北地方（宗谷・上川・留萌）
道東地方（網走・根室・釧路）
道央（石狩・後志・空知）
道南（檜山・胆振・日高・渡島）
十勝地方
青森県、岩手県
宮城県、秋田県

東北地方
山形県、宮城県
福島県
新潟県、茨城県

関東甲信越地方

栃木県
千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、
東京都（八丈支庁・小笠原支庁を除く）
長野県
東京都（八丈支庁・小笠原支庁に限る）

北陸地方

東海・近畿・中国地方

四国地方
九州地方
沖縄地方

福井県、富山県、石川県
静岡県、岐阜県、愛知県、三重県（東海４県）
大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県（近畿２府４県）
山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県（中国５県）
香川県、愛媛県、徳島県、高知県
長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、
大分県、鹿児島県（薩摩・大隅地方に限る）
鹿児島県（薩摩・大隅地方を除く）
沖縄県

重力加速度の範囲(m/s2)

設定値

9.804～9.807

121

9.803～9.806

119

9.801～9.804
9.800～9.803
9.799～9.802
9.798～9.801
9.798～9.801
9.797～9.800

115
113
111
109
109
107

9.796～9.799

105

9.795～9.798
9.794～9.796
9.797～9.800

103
100
107

9.796～9.799

105

9.795～9.797

102

9.794～9.797

101

9.791～9.794
9.789～9.792

95
91

上記の内容についてご不明な点がありましたら、弊社に問い合わせてください。
参考：国土地理院のホームページ（http://www.gsi.go.jp）に、地域別の重力加速度について説明があります
のでご参照ください。

29

分銅校正の仕方
お客様自身による校正(使用前の校正)が可能です。分銅校正を行わなかった場合、正しい計量ができない場
合がありますので、定期的に分銅校正を行うことをお勧めします。
また、分銅校正を行う場合、２級基準分銅以上の精度の分銅をご用意のうえ、下記手順に従って分銅校正を行ってください。尚、分銅は、ひょう量及び 1/2 ひょう量分の分銅をご用意ください。
≪例≫ひょう量 300kg/目量 0.1kg のはかりを分銅校正する場合
操 作 手 順表 示 内 容①
風袋 キーを押しながら備

考

ユーザパラメータの設定
モードを表示します。

呼出 キーを押してください。

（設定値が点滅）②
スパン調整モードに入る。

サンプル／単重 キーを押してください。

③
零点を記憶します。

風袋 キーを押してください。

④
はかりの載台に 150kg の分銅を載せ、 風袋 キーを押してください。

150kg（=1/2 ひょう量）の点を記憶します。

はかりの載台に 300kg の分銅を300kg（=ひょう量）の点を記憶します。

⑤
載せ、 風袋 キーを押してください。

⑥

設定完了 キーを押してください。
例は単重値が未設定の場合を示しています。

注意：正しい校正が行われないと正しい計量ができませんのでご注意ください。

30

エラー表示について
表

示

内

容

このような時表示されます
はかりの載台に品物を載せたまま
ON 零点リセット キーを押して、表示オンした時、表示することがあり
ます。

処置の仕方

載台上の品物を取り除き、ON 零点リセット キーを押してください。

はかりの載台に品物を載せたまま
ON 零点リセット キーを押して、零点リセットした時、表示することがあります。
はかりの載台とケースとの間に異物がはさまった状態や載台を取り除いた状態で、ON 零点リセット キーを押して、表示オンした時、表示することがあります。

総量及び正味量の表示が零になり使用可能となります。

載台を正しく取り付けて

ON 零点リセット キーを押してください。

はかりの載台を取り除いた状態でON 零点リセット キーを押して、零点リセットした時、表示することがあります。

総量及び正味量の表示が零にな

使用中、はかりのひょう量を超える品物を載せた時や個数が 999,999 を超えた場合表示します。

品物を取り除きますと計数表示へ戻ります。
はかりの使用範囲内でご使用く
ださい。

使用中、はかりの載台を取り除いた
時、表示します。

載台を正しく取り付けてください。
表示が零になり使用可能となります。

り使用可能となります。

単重を設定した際、単重が小さすぎる
場合、表示します。

消 キーを押しエラーを解除
し、単重を設定し直してください。

加算回数が最大数 9,999 回に到達している状態で、加算を行った時、表示します。

消 キーを押した後、16 ページを参照して加算回数をクリアしてください。

加算した際、加算値が最大数
99,999,999 をオーバーした時、表示します。

消 キーを押しエラーを解除
し、16 ページを参照して加算値をクリアしてください。

31

表

示

内

容

このような時表示されます

処置の仕方
プリンタ部をチェックし、紙詰まAD 変換が正常に行われないとき、表示しまり等がないか確認してください。
す。また、オプション ジャーナルプリンタ接OFF キー、ON/零点リセットキ
続時、プリンタが紙詰まり等で正常にーを押し、電源を入れ直してくだ
動作しなくなった時、表示します。
さい。
＜オプション RS232C 使用時＞
接続機器の受信準備ができていない
時、表示します。

コネクタの接続を確認してください。
消 キーを押しエラーを解除
し、通信を再開してください。

＜オプション RS232C 使用時＞認識できない指令を受信した時、表示します。

接続機器の送信内容を確認してください。
消 キーを押しエラーを解除
し、通信を再開してください。

＜オプション RS232C 使用時＞認識できないヘッダを受信した時、表示します。

接続機器の送信内容を確認してください。
消 キーを押しエラーを解除
し、通信を再開してください。

＜オプション RS232C 使用時＞
風袋量等を受信した際、使用範囲を超えている時、表示します。

接続機器の送信内容を確認してください。
消 キーを押しエラーを解除
し、通信を再開してください。

＜オプション RS232C 使用時＞受信したヘッダとその数値の単位が間違っている時、表示します。

接続機器の送信内容を確認してください。
消 キーを押しエラーを解除
し、通信を再開してください。

＜オプション RS232C 使用時＞
BCC の値が一致しないとき、表示します。

接続機器の BCC の計算結果を確認してください。

消 キーを押しエラーを解除
し、通信を再開してください。

接続機器の送信内容を２回に分けて送信するか、送信内容を減ら＜オプション RS232C 使用時＞
接続機器の送信データが多すぎる時、 しください。
表示します。
消 キーを押しエラーを解除
し、通信を再開してください。

消 キーを押しエラーを解除
加算指令を受信したが、はかりが安定状態でない時、表示します。

＜オプション RS232C 使用時＞
零点調整指令を受信した際、零点調整できない範囲の時、表示します。

32

し、はかりを安定させてから再度加算指令を送信してください。
零点調整可能な範囲（ひょう量の±１．９％以内）で指令を送信してください。
消 キーを押しエラーを解除
し、通信を再開してください。

表

お願い

示

内

容

このような時表示されます

処置の仕方
はかりの仕様・状態を確認の上、風袋引が可能な状態にした後、指＜オプション RS232C 使用時＞
風袋引指令を受信した際、はかりが風 令を送信してください。
袋引出来ない状態の時、表示します。 消 キーを押しエラーを解除
し、通信を再開してください。
はかりの仕様・状態を確認の上、＜オプション RS232C 使用時＞
指令受信が可能な状態にした後、加算指令を受信した際、はかりに計量 指令を送信してください。
物が載っていない時など、実行でき
消 キーを押しエラーを解除ない指令を受信した時、表示します。
し、通信を再開してください。
＜オプション RS232C 使用時＞
未定義の ZS99 コマンドを受信した
時、表示します。

接続機器の送信内容を確認してください。
消 キーを押しエラーを解除
し、通信を再開してください。

＜オプション RS232C 使用時＞
送信データ長が長すぎた時、表示しま
す。

接続機器の送信内容を確認してください。
消 キーを押しエラーを解除
し、通信を再開してください。

＜オプション プリンタ使用時＞
分類集計時に、呼出番号が”0”になっている時、表示します。

消 キーを押し、呼出番号を設定してから、計量を再開してください。

＜オプション USB メモリ使用時＞書き込むための USB メモリが未接続の時、表示します。

USB メモリが挿し込まれていることを確認してください。
消 キーを押しエラーを解除
し、通信を再開してください。

＜オプション USB メモリ使用時＞書き込むための USB メモリの容量がいっぱいの時、表示します。

USB メモリの空き容量を確認してください。
消 キーを押しエラーを解除
し、通信を再開してください。

＜オプション USB メモリ使用時＞書き込むための USB メモリの設定がリードのみの時、表示します。

USB メモリの設定がリード/ライトになっているか確認してください。
消 キーを押しエラーを解除
し、通信を再開してください。

＜オプション USB メモリ使用時＞
USB メモリの書き込み時間が長すぎた時、表示します。

USB メモリに書き込むデータの内容を確認してください。
消 キーを押しエラーを解除
し、通信を再開してください。

はかりを正しく使用されますとエラー表示することはありません。
上記エラー表示をした場合には、“処置の仕方”に従い処置をお願いいたします。
上記処置を行っても異常な現象が出る場合は、はかり内部の異常ですのでご購入店へ連絡願います。
また、“E-101” より大きい数字のエラー表示が出た場合も、ご購入店へ連絡願います。

33

仕

様

１．型 式
２．計量方式
３．ひょう量系列
載台寸法
４．表示部 メイン表示
文字寸法
サブ表示
ドットサイズ
５．表示内容メイン表示
サブ表示

６．サイン表示
点灯時零点
安
定
自
動
シ フ ト
ランプ表示
正 味 量
上下限判定ランプ：ＤＰ－５６０２Ｃ：電気抵抗線式：６０ｋｇ、１５０ｋｇ、３００ｋｇ、１ｔ、２ｔ：外観寸法図参照：蛍光表示管（７セグメント・６桁）：３２（Ｈ）×１４．６（Ｗ）ｍｍ：フルドット LCD モジュール：０．５０（Ｈ）×０．５０（Ｗ）ｍｍ
：個数
：質量
：単重値
：下限値
：上限値
：コード番号
：日付
：時刻
：風袋値
：合計個数
：合計回数
：呼出番号

最大６桁
５桁
５桁
６桁
６桁
６桁
６桁
６桁
５桁
８桁
４桁
３桁

：０±１／４目量度目以内の時点灯：計量安定時点灯：自動モード時点灯：シフトキー選択時点灯：風袋引中点灯：軽量時点灯
：適量時点灯：過量時点灯

（ ▼ ）
（ ▼ ）
（ ▼ ）
（ ▼ ）
ＬＥＤ赤ランプ
３色ＬＥＤ赤ランプ
３色ＬＥＤ青ランプ
３色ＬＥＤ黄ランプ

７．操作部
ＯＮ／零点リセット：表示オン、零点リセット用
ＯＦＦ：表示オフ用呼出：登録データの呼出、登録用
風袋
：風袋引用
＋
：計量値の手動加算、および印字用－：計量値の減算、および印字用
合計：合計表示切替用、または合計印字用
ジャーナルプリンタやシリアル出力付きのとき合計表示へ切り替わりません。
コード：コード番号設定用
上限：上限値設定用
下限：下限値設定用
サンプル／単重：サンプル個数設定用
設定完了：各設定値の設定完了用
０～９：各種設定値入力用
消：各種設定値のクリア、風袋引クリア用
シフト／．
：２～６キーの拡張機能選択用／小数点入力
年月日：日付設定用（シフトキー併用）
時刻：時刻設定用（シフトキー併用）
品名：品名設定用（シフトキー併用）

34

紙送り
自動

：プリンタの紙送り用（シフトキー併用）：自動モード、手動モード切替用（シフトキー併用）
８．風袋引き：下記の 3 種類の風袋引ができます。
ワンタッチ風袋引、数字キーによる置数式、呼出キーによるプリセット式
有効範囲：ひょう量以内
９．登録データ呼出（最大 100 件）：表示値が零点以下のとき、各登録データを呼び出す。
登録方法：単独登録、一括登録の２種類の方法が可能です。
登録できるデータ ：風袋値、コード番号、上限値、下限値、単重値、品名、１０．工場オプションａ）一体型プリンタ：専用ジャーナルプリンタ（ＪＰＳ－５０８）指示計背面への取付、上部排紙
印字内容：個数（６桁）（毎回）
コード番号（６桁）
回数（４桁）
日付（６桁）
時刻（４桁）（合計印字）：合計個数（８桁）、合計回数（４桁）
ｂ）セパレート型プリンタ：専用ジャーナルプリンタ ＴＰＳ－５０３Ｗ、ＭＰ－１９０（複写可）
印字内容：一体型プリンタと同じｃ）ＲＳ２３２Ｃ：入出力機能によりシステム対応
接続機器：ラベルプリンタＳＰ－５０９ＸⅡ、ＳＰ５１０Ｘ
ＵＳＢメモリ、大型表示器、パソコン等
出力データ：単重、コード番号、総量、正味量、風袋量、合計個数、合計回数、個数、上限値、下限値、日付
入力データ：加算指令、合計指令、風袋引指令、零点リセット指令、コード番号
単重、風袋値、上限値、下限値、日付ｄ）接点用入出力
出力：軽量、適量前、適量、過量、大投入、小投入の６種
入力：風袋引、零点リセット、加算、合計ｅ）ＺＢｅｅ無線通信：出力機能によりシステム対応ｆ）ＢｌｕｅｔｏｏｔｈＴＭ通信 ：出力機能によりシステム対応
出力データ：ＲＳ２３２Ｃと同じｇ）分類集計機能：登録データの設定により、１００種類の分類集計ができます。
オプションプリンタへ集計結果を出力します。
１１．電源：ＡＣ１００Ｖ ＋１０％～－１５％ ５０／６０Ｈｚ
約２３Ｗ
１２．表示部ケース：ＳＵＳ製
防塵、防水構造（ＩＰ６６準拠品）プリンタ部は除きます。
１２．使用条件
温度範囲：－１０℃～＋４０℃
湿度範囲：３０％～８５％ＲＨ（結露なきこと）
１３．ケーブル
電源ケーブル ：約４ｍ
ロードセルケーブル ：約３ｍ（小型、中型）、約５ｍ（大型、特大型）
１４．付属品：本紙・壁掛け用金具

35

外観寸法図A
B
C
DEF
G(一体型のみ)
H(一体型のみ)

小型
350
500
112
270
445
φ70
903
683

+20
0

+20
0

中型
500
750
148
400
660
φ70
910
896

[一体型(オプション)][セパレート型(標準)]

36

+20
0

+20
0

大型
850
1000
+50
236 0
720
855
φ75
935 +50
0
1145

特大型
1200
1200
246 +50
0
1070
1070
φ75
－
－
各部寸法(単位: mm)

37