磁気応用機器・測定器のパイオニア

金属、ガラス、樹脂から特殊素材まで配管やチューブなどの腐食検査、肉厚測定を簡単に！

超音波厚さ計カタログ

着磁装置
着磁ヨーク
着磁コイル

磁気測定器

ULTRASONIC THICKNESS GAUGE

磁粉探傷装置
磁気関連機器

脱磁装置

超音波厚さ計■ 汎用タイプ
UDM-550V／UDM-750■ 汎用・データロガータイプ
UDM-750DL■ 精密タイプ
UDM-960■ 専用・特殊タイプ
UDM-1100（樹脂・ゴム用）
UDM-1300（鋳鉄・アルミ用）
UDM-580（腐食部用／コーティング鋼板）

NDKの超音波厚さ計
配管やパイプを高精度に検査・測定
汎用品から精密・特殊用途まで、充実のラインナップ
人間の耳に聞こえる音の周波数範囲は、およ超音波

超音波
厚さ計のしくみそ20Hz〜20KHz位で、それより高い周波数厚さ計とはの音波を「超音波」と呼んでいます。

一般の超音波探傷機器では1MHz〜20MHzの範囲で、標準的には5MHzが多く用いられています。

超音波 厚さ計では、探触子（トランスデューサー／プローブ）と呼ばれるセンサーを用い、物質の境界面で反射するという超音波の特性を利用して計測します。
接触媒質
（液体）

超音波測定検査機器は、これらの原理を応用して、超音波の往復する時間を距離に換算

測定物
厚さし、数値表示したものが超音波厚さ計です。

（D）■ 対象物の肉厚をカンタンに測定・検査できる

一般的な
メリット

・対象物：配管、パイプ、チューブ、タンクなど・ノギスのように挟む必要が無く、片面が露出していれば計測可能

・金属、プラスチック、ガラス、ゴム

超音波
音速（C）

伝播時間（t）

探触子から発信された超音波が測定物の反対面で反 射して戻ってくる時間（t／伝 播 時■ 片面から測定できる■ 対象物の多彩な材質にも対応探触子間）と材質固有の音速（C／超音波が伝わる速度）により、厚さを算出します。

厚さ(D)＝1/2 音速(C) 伝播時間(ｔ)etc.

NDK超音波厚さ計の3つの特長

液晶デジタル表示でELバックライトを採用しているため、暗い環境下でも視認性が高い

表示が明るい小型
軽量最少（汎用品）：
W60 H140 D28（mm）
最大（データロガ内蔵品）：
W87 H160 D30（mm）

多彩な
ラインナップ

汎用品から精密タイプ、樹脂や鋳鉄、腐食用（コーティング鋼板計測）など専用・特殊用途タイプ、またそのDL（データロガ内蔵）タイプまで様々なニーズに対応

NDKの超音波厚さ計

ラインナップ & 比較スペックシート

UDM-550V

UDM-580

UDM-750/750DL

UDM-960

UDM-1100

UDM-1300

型式製品

用

途

金属、ガラス、樹脂他、保守・検査として（液体等の内容物が入っていても測定可能)

・屋外貯蔵タンク・高圧容器
・船体・コーティング上からの母材厚さ（液体等の内容物が入っていても測定可能）

長・10種類の音速を設定メモリー可能・暗い所でも明るい表示
・簡単な操作・小径パイプ用、薄板用にも対応

・各種コーティングの上から厚さ測定が可能 ＜スルーペイント＞
・測定条件のセットが簡単
・暗い所でも明るい表示

・1台で幅広い用途に対応・暗い所でも明るい表示
・簡単な操作・感度切換が可能

表示方式

液晶デジタル方式

液晶デジタル方式

液晶デジタル方式

液晶デジタル方式

液晶デジタル方式（EL照明付き）

液晶デジタル方式（EL照明付き）

測定方式

パルス反射方式

パルス反射方式

パルス反射方式

パルス反射方式（一振動子法）

パルス反射方式（一振動子法）

パルス反射方式（一振動子法）

使用周波数

2〜10MHz

5MHz

5〜10MHz

5〜10MHz

1〜2MHz5MHz、2MHz（スイッチ切換）

表示桁数

4桁

4桁

4桁/mm：インチ スイッチ切換

4桁（1/2）

4桁

4桁

R-B1方式−R-B1方式

B-B、S-B、T-B、B-Bp方式−−

0.7mm〜250.0mm（鋼）2.0〜250.0mm（鋼）0.80〜250.0mm（鋼）

測定範囲 B-B：0.200mm〜10.000mm（鋼)−

2.5mm〜200.0mm（鋼）0.1mm0.1mm

0.01mm（99.99mmまで）、0.1mm（100.0mm以上）

0.1mm

0.1mm

特

厚さ測定方式
測定範囲
最小表示単位
誤差範囲

0.7mm〜100.0mm: 0.1mm

2.0〜100.0mm

0.1mm

100.1mm〜250.0mm: 0.5%

100.1〜250.0mm

0.5%

金属、ガラス、樹脂他、保守・検査として0.80mm〜40.00mm: 0.02mm
40.01mm〜99.99mm: 0.03mm
100.0mm以上： 0.5%

−

0.1㎜

−

音速調整範囲500〜9999m/sec

0〜16000m/秒

500〜9999m/sec

音速設定数

10種類（登録変更可能）−

10種類（登録変更可能）

−

−

1回/秒

データロガ容量（DLのみ）精度

高精度を要求される材料や製品

・1台で3台分の機能・小型でも精密測定

・暗い所でも明るい表示
・簡単な操作・小型軽量・多層測定対象に対応可能

S-B：0.80mm〜20.00mm（鋼)T-B：2.50mm〜150.00mm（鋼)
B-Bp：0.8mm（φ10）〜（鋼)最小表示 B-B：0.001mm
単位S-B：0.01 mm

・FRP製の車体や部品・ゴム製品
・合成樹脂製品
・探傷および品質管理

精度 B-B： 0.002mm

T-B：0.01mm
B-Bp：0.01mm

S-B： 0.01mm
T-B： 0.01mm
B-Bp： 0.01mm

音速調整 B-B： 0.002mm
範囲S-B： 0.01mm

1.0〜30.0mm

0.1mm

30.1〜50.0mm

0.2mm

ネズミ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄製品の厚さ測定及び黒鉛球状化率の推定

・S／N比の向上
・暗い所でも明るい表示
・簡単な操作・小型軽量

2.5〜100.0mm 0.1mm
100.1mm〜200.0mm
1300： 5%0.1㎜−

500〜9.999m/sec

500〜9.999m/sec−−−−

観測用エコー（ケーブルはオプション）

−

−

2回/秒

1回/秒

1回/秒

約2回/秒

約2回/秒

−

−

10000点−−−

エリア設定（DLのみ）−

Z.Y.X の3次元

−

−

−

−

ロケーション（DLのみ）

−

−

−

−

−

−

ELバックライト方式

ELバックライト方式

ELバックライト方式

ELバックライト方式

ELバックライト方式

ELバックライト方式

ローバッテリー表示

マーカー表示マーカー表示マーカー表示マーカー表示マーカー表示マーカー表示

タッチマーク

マーカー表示マーカー表示マーカー表示マーカー表示マーカー表示マーカー表示−−−−表示部に［OPT］−

電源

DC1.5V（単3アルカリ乾電池1本）

DC3.0V（単3アルカリ乾電池2本）

DC1.5V（単3アルカリ乾電池1本）連続170時間以上

DC3.0V（単3アルカリ乾電池2本）

DC1.5V（単3アルカリ乾電池1本)

DC1.5V（単3アルカリ乾電池1本)

パワーオフ

自動（測定中断後約4分でOFF）

測定中断後約4分後に電源OFFまたは手動OFF

自動（測定中断後約3分でOFF）

手動／自動（測定中断後約4分でOFF)

測定中断後約4分後に電源OFF（DL：手動OFF）

自動（測定中断後約4分でOFF）−基準値として任意の値を設定し、その設定値との差を表示可能

−

−−

−

外形寸法/DL（mm）

W66 H140 D28

W70 H155 D28

W66 H140 D28/ W87 H160 D30

W70 H155 D28

W66 H140 D28

W60 H140 D28

本体質量/DL（g）

約290(バッテリー含む）

約370

約270

約350

約290

約290

-10℃〜+50℃-10℃〜+50℃-10℃〜+50℃-10℃〜+50℃-10℃〜+50℃-10℃〜+50℃

出力
表示回数

照明ランプ

極性切換

オプション機能

使用温度範囲T-B： 0.01mm
B-Bp： 0.01mm

NDKの超音波厚さ計

用途別製品チャート
厚さ計測・検査

材質

金属・汎用

金 属金 属鋼、アルミニウム、ステンレス、チタン等

鋳鉄・アルミ

タンク底等の腐食部

UDM-550V

UDM-1300

UDM-580

ガラス

樹 脂

FRP、ゴム等

UDM-550V

UDM-1100

UDM-750

UDM-750

UDM-1300

UDM-750DL

UDM-750DL

UDM-960（精密）

特殊機能

データロガ内蔵UDM-750DL（Windows8まで対応）

スルーペイント

コーティングの上からでも測定

UDM-580

NDK超音波探傷器のご紹介

超音波技術を応用した、非破壊探傷器についても、各種ご用意しています。

波形収録方式マルチチャンネル探傷器

パルサレシーバ

推奨品（UTステーション）（MPR／HPR）

全波形収録方式の自動探傷用超音波探傷器です。
４chのマルチチャンネル探傷器で、探傷器内に最新のパソコンを内蔵しPCI Express バスで波形転送することにより高速探傷を実現します。
［ディスプレイ表示部］

・内蔵タイプ：UTS-103/UTS-101

・外部表示タイプ：UTS-102

マルチチャンネル型 超音波探傷器（Ultrasonic Flaw DETECTOR）

超音波
厚さ計

着磁
する

磁気を測る

磁気測定器

非破壊検査装置

磁粉探傷装置（MT）
浸透探傷装置（PT）

着磁器 /着磁ヨーク、コイル

厚みを測る

NDKの全ソリューション
紹介
非破壊で探る

脱磁する

脱磁器

過電流探傷検査（ET）

超音波探傷装置（UT）

安全にお使いいただくためにご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、表示された電源電圧で正しくお使いください。
JQA-QMA13475
本社・工場

JQA-EM6005
本社・工場

URL：https://www.j-ndk.co.jp
E-Mail：info@j-ndk.co.jp
本社（営業部）・本社工場〒190-0031 東京都立川市砂川町8-59-2

TEL：042-537-3511 FAX：042-535-7567
TEL：042-537-9321（営業直通）

関西営業所〒660-0862 兵庫県尼崎市開明町2-11 神鋼建設ビル401号室

TEL：06-6416-8551 FAX：06-6416-8552

東海営業所〒446-0056 愛知県安城市三河安城町1-10-3 マックビル2F

TEL：0566-93-2020 FAX：0566-93-2021

NDK ASIA CO., LTD.（日本電磁測器タイランド株式会社）
TEL：+ 66-2742-8193

FAX：+ 66-2742-8382

中国合弁企業 上海瑞穂磁気有限公司／上海笠原電装有限公司※本カタログの仕様および外観等は、改良のため予告無しに変更する場合がございます。

2310C2-6