【 取 扱 説 明 書 】
流量バッチカウンタ
ＭＯＤＥＬ：ＣＵ－６６４ＢＡシリーズ

ｾﾝｻ
電源

電源

形状

端子台カバー

シリーズ名入力機

能ＣＵ－６６４ＢＡ

無記

ＮＰＮオープンコレクタパルス入力

Ｆ

電圧パルス入力
無記

センサ供給電源 DC12V 100mA 以下

S24

センサ供給電源 DC24V 50mA 以下
無記

ＡＣ電源（ＡＣ８５～２６４Ｖ）

ＤＣ

ＤＣ電源（ＤＣ１２～２４Ｖ）
無記

Ｗ９６×Ｈ４８×Ｄ１３１ｍｍ

ＤＭ

据置型 Ｗ１６８×Ｈ１０２×Ｄ２１０ｍｍ
無記

端子台カバー無し

Ｃ

端子台カバー付き（２枚）

本社： 〒593-8311 大阪府堺市西区上１２３－１
TEL.072-274-6001 FAX.072-274-6005
東 京 営 業 所： TEL.03-5256-8311 FAX.03-5256-8312【 第４版 2009.08.28 】@CU-664BA(4)ご使用に際しての注意事項とお願い
この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品を安全にご使用いただくため、下記の注意事項と本書をご一読されますようお願い申し上げます。
〔注意〕
１．電源電圧は仕様範囲内で使用してください。
２．負荷は定格以下で使用してください。
３．直射日光はさけて使用してください。
４．可燃性ガスや発火物のある場所では使用しないでください 。
５．定格をこえる温湿度の場所や結露の起きやすい場所では使用しないでください。
６．本体に激しい振動や衝撃を与えないでください。
７．本体に金属粉・ほこり・水等が入らないようにしてください。
８．電源配線時は感電等の事故に注意してください。
９．通電中は端子に触らないでください。感電のおそれがあります。
１０．電源を入れた状態で分解したり内部に触れたりしないでください。
感電のおそれがあります。

目次

１．付属品の確認と保証期間について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １
２．概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
３．仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
４．カウンタの取り付けかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
５．フロント部の各名称とその機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５～６６．端子台の接続方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７～８
７．入力回路の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９
８．設定メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
９．初期設定値と初期化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
１０．各モードの内容と設定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２～１８
・目標値の設定方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３
・どのモードを設定すればよいのか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３「モードＮｏ.００」スタート動作・リセットキーの動作・小数点位置の設定・・・・・・・１４「モードＮｏ.０１」Ａ入力：スケーリングデータ（換算器）の設定・・・・・・・・・・・１５「モードＮｏ.０２」Ａ入力：ＥＸＰ値・分周器の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・１６「モードＮｏ.０３」オーバーラン補正値の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６「モードＮｏ.０４」終了信号の出力タイミングと出力幅の設定・・・・・・・・・・・・・１７「モードＮｏ.０５」入力異常検出の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８
１１．リミット値の設定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９
１２．表示オフセット値の設定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０
１３．外形寸法図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１
１４．据え置きタイプ （オプション：ＤＭタイプ付き） ・・・・・・・・・・・・２２
１５．ノイズ対策について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３
１６．トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４

１．付属品の確認と保証期間について
付属品の確認について本機が届きましたら、下記のものが揃っているか確認してください。
（１）ＣＵ－６６４ＢＡ（お客様仕様どおりのもの） ・・・・・・・１（２）ＣＵ－６６４ＢＡの取扱説明書 ・・・・・・・・・・・・・・１（３）単位ラベル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１（４）お客様指定の付属品（ご指定のない場合はありません）
どれか１つでも誤ったもの、または欠けているものがありましたら取扱店または弊社までご連絡ください。（お客様の都合により付属されていないものもあります。）

保証期間と保証範囲について
１．保証期間納入品の保証期間は引渡し日より１年間とさせていただきます。
２．保証範囲上記保証期間中に当社の責任による故障を生じた場合は、当社工場内にて無償修理させていただきます。但し、下記にあげます事項に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させていただきますのでご了承ください。
①

本取扱説明書または仕様書等による契約以外の使用による故障②

当社の了解なしにお客様による改造または修理による故障③

故障の原因が当社納入品以外の事由による故障④

設計仕様条件をこえた保管・移送または使用による故障⑤

火災、水害、地震、落雷、その他天災地変による故障

- 1 -

２．概

要ＣＵ－６６４ＢＡは積算流量を制御するバッチカウンタです。
１）動作
スタート信号（端子台のスタート入力）ＯＮで計測を開始し、制御出力ランプが点灯して、後面の制御出力端子から出力します。この制御信号は目標値に達するまで出力し続け、目標値に達した時点で計測を終了し、出力もＯＦＦします。
また、同時に終了信号により計測が終了したことを知らせます。
２）センサ入力
オープンコレクタパルス入力、電圧パルス入力が可能です。（ディップスイッチ設定）３）出力
制御信号出力と各状況を知らせる信号出力の計３出力を持ちます。
・制御信号出力：計測値（流量値）が目標の値になるまで信号を出力し流量を制御します。
・終了信号出力：計測値（流量値）が目標の値に達したときに信号を出力します。
・異常信号出力：センサ入力に異常がある場合、リミット値以上の値で目標値を設定した場合、計測開始時に表示値が目標値をこえている場合に信号を出力します。
４）外部入力バッチ制御を後面端子台入力により行います。
・スタート入力：停止時に制御信号を出力し、計測を開始します。
（スタート入力時に計測表示を "リセットする／リセットしない"はモードで設定）
注）ストップ入力ＯＮ時はスタート入力は受け付けません。
・ストップ入力：動作時に制御出力を停止します。
また、異常信号出力も停止します。
・リセット入力：停止時に計測表示をリセットし、オフセット値を表示します。

＜注意＞リセットスタート選択時、バッチ計測中（カウント中）に本機の電源が切れますと、再電源投入しても、計測の続きをおこなえませんのでご注意ください。
（計測値は記憶していますが計測の再スタートが必要になり、リセットがかかる為）

- 2 -

３．仕

様

（１）標準仕様項目
ｽｹｰﾘﾝｸﾞ（換算器）
表示精度
表示器
表示範囲
小数点以下表示
計測表示リセット
目標値設定器積オーバーラン補正
算表
示
リミット設定オフセット値設定

入力異常検出
セン
サ入力
外部
入力
制
御出力

信号
出力

入力信号（標準）
オプション：Ｆタイプ
センサ入力応答センサ供給電源
オプション：Ｓ２４タイプ
リセット入力ｽﾀｰﾄ・ｽﾄｯﾌﾟ入力
制御信号
出力方式
終了信号
出力方式
異常信号

出力方式
停電補償
その他

電源
オプション：ＤＣタイプ
消費電力
使用温湿度
質量・外形寸法
ケース材質

仕様
－９
１信号当たりの倍率 １×１０～９９９９で任意に設定
スケーリング（換算器）１において±０
赤色ＬＥＤ６桁 文字高：１０mm－９９９９９～９９９９９９
小数点以下１桁～３桁まで表示選択可能
スタート信号でリセットされオフセット値より計測開始（リセットスタート時）
デジタルスイッチ６桁 ００００００～９９９９９９
目標値よりこえた値を補正（００００～９９９９の範囲で目標値より手前で停止させる値を任意に設定。但し、小数点は表示に連動。）
目標値の設定範囲の限界値を設定（０～９９９９９９）
オフセット値（計測開始時の表示値）を設定（－９９９９９～９９９９９９）
リセット信号またはスタート信号入力により設定されたオフセット
値が計測表示器に表示され、その値より計測設定された時間内に設定された数のパルスの入力が無い場合、異常信号を出力
NPNオープンコレクタパルス、または無電圧接点（MIN ５mA以上 シンク電流）
電圧パルス入力（ LOW：２.０Ｖ以下 、 HI：３.８～３０Ｖ ）LOW：０.０１Hz～５０Hz 、 HI：０.０１Hz～１０kHz
但し、duty５０％時 （ディップスイッチによりLOW／HI切り換え）
ＤＣ＋１２Ｖ（±10%）１００ｍＡ ＭＡＸ（安定化）出力
ＤＣ＋２４Ｖ（±10%） ５０ｍＡ ＭＡＸ（安定化）出力
端子台入力５０ｍｓ以上ＯＮ（ＮＰＮオープンコレクタ出力、または有接点出力を受け付け）
フロント部リセットキーと同機能
ＮＰＮオープンコレクタ出力、または有接点出力を受け付けスタートしてから表示値が目標値に達するまで、またはストップ信号が入力されるまで出力
フォトモスリレーａ接点出力
ＡＣ１４０Ｖ（ＤＣ３０Ｖ） ０.１２Ａ ＭＡＸ
表示値が目標値に達したときに出力（信号幅は任意に設定可能）
ＮＰＮオープンコレクタ出力（ＤＣ３０Ｖ１００ｍＡ）
信号入力無し／設定目標値のリミットオーバー／表示値が目標値をこえている場合に出力
出力中、異常信号（ＥＭＧ）ランプ点灯
スタート・ストップ・リセット入力いずれでも解除
フォトモスリレーａ接点出力
ＡＣ１４０Ｖ（ＤＣ３０Ｖ） ０.１２Ａ ＭＡＸ
約１ヶ月（ゴールドキャパ０.２２Ｆ内蔵）２０℃
充電時間３時間以上
ＡＣ８５～２６４Ｖ ５０／６０Ｈｚ
ＤＣ１２～２４Ｖ（±１０％）

約１６ＶＡ以下
０～５０℃ ３０～８０％ＲＨ（但し結露しないこと）
約５００ｇ
Ｗ９６×Ｈ４８×Ｄ１３１mm
ＡＢＳ樹脂ガラス入り 黒色- 3 -４．カウンタの取り付け方法
カウンタの取り付けかた
１．

パネルカットして、前面よりカウンタを挿入してください。

パネルカット寸法

図１
２．

図２

背面より取り付け金具でしっかり押さえ、ネジで締め付けてください。

図３
・板厚０.８mm～４.０mmのパネルに取り付けてください。

フロントパネルの取り外しかた

図４

図５

図４のように手で下側を持ち上げるようにすれば簡単に外せます。

盤に取り付けている時は、図５の矢印部分をマイナスドライバ等でこじてから外してください。

- 4 -５．フロント部の各名称とその機能
図６①表示器（Ａ～Ｆ）
・計測時：
積算計測値を表示します。
・モード設定時：表示器Ａ・ＢにモードNo.、表示器Ｃ～Ｆに現在の設定値が表示されます。
・表示オフセット値設定時：
現在設定されているオフセット値が表示されます。
・リミット値設定時：
現在設定されているリミット値が表示されます。
②表示オフセット値設定ランプ
表示オフセット設定時に点灯します。
③異常出力ランプ
異常信号出力時に点灯します。
④リミット値設定ランプ
リミット値設定時に点灯します。
⑤制御出力ランプ
制御信号出力時に点灯します。
⑥終了信号ランプ
終了信号出力と同期してランプが点灯します。

- 5 -⑦モードキーM・計測時：各設定の呼び出しを行います。
モード設定・・・モードキー２秒以上押してください。
リミット値設定 ・・・モードキーを押しながらシフトキーを２秒以上押してください。
表示ｵﾌｾｯﾄ値設定・・・モードキーを押しながらアップキーを２秒以上押してください。
・モード設定時：モードNo.の切り換えを行います。
また、このキーを２秒以上押すことにより各設定値の登録を行います（モードＮｏは１つ進みますがそのまま２秒以上押し続けてください。登録されて、計測表示に戻ります）
・リミット値設定時：
このキーを２秒以上押すことにより設定値の登録を行います。
・表示オフセット値設定時：
このキーを２秒以上押すことにより設定値の登録を行います。
⑧シフトキー・モード設定時／リミット値設定時／表示オフセット値設定時：設定桁（点滅表示している桁）を右桁へ移動します。
⑨アップキー（リセットキー） ∧・計測時：
計測値をリセットします。リセット後、表示値は "０" または表示オフセット値になります。また異常信号出力も解除します。
（端子台のリセット入力も同様の動作を行います。）
・モード設定時／リミット値設定時／表示オフセット値設定時：設定値（点滅表示している値）を変更します。
⑩プリセットデジタルスイッチ
目標値を設定します。

※バッチ計測中は各キーの操作は無効となります。

- 6 -６．端子台の接続方法
図７１）センサ入力（流量センサ等）：
・②③④端子に図の通りセンサを配線してください。
２）スタート信号入力：
・⑤⑦端子をＯＮすることにより、制御信号（リレー出力）が出力されます。流量値が目標値に達すると制御信号はＯＦＦされます。
３）ストップ信号入力：
・⑩⑦端子をＯＮすることにより、制御信号出力をＯＦＦします。また異常信号出力の解除も行います。
・ストップ信号入力ＯＮの間はスタート入力は受け付けません。
４）リセット信号入力：
・⑥⑦端子をＯＮすることにより、表示を”０”にします。また異常信号出力の解除も行います。
５）終了信号出力：ＮＰＮオープンコレクタ出力
・⑧⑨端子からモード”０４”の設定に従って終了信号を出力します。
６）異常信号出力：フォトモスリレーａ接点出力
・⑮⑯端子からモード”０５”の設定に従って異常信号を出力します。
７）制御信号出力：フォトモスリレーａ接点出力・⑰⑱端子から制御信号を出力します。
８）センサ電源：・センサ電源はセンサ以外の用途に使用しないでください。
９）電源：
・⑫⑬端子に電源を接続してください。
・ＡＣ電源仕様かＤＣ電源仕様かをよく確かめてから配線を行ってください。
・ＤＣ電源仕様の場合は＋－をよく確かめ、逆に接続しないようにしてください。
- 7 -Ａ．直流３線式パルスセンサ

図８Ｂ．直流２線式パルスセンサ

図１０図９Ｃ．有接点出力センサ

図１１〔注意〕
・有接点入力の場合、接点のチャタリングで誤カウントする場合は、端子台②－④間に電解コンデンサ（１μＦ～２２μＦ）を周波数に応じて接続してください。
・ノイズ等で誤カウントする場合は、同じ端子にフィルムコンデンサ（0.01μＦ～0.1μＦ）
を入力周波数とノイズの幅に応じて接続してください。

- 8 -７．入力回路の構成①ＮＰＮオープンコレクタパルス入力

図１３②電圧パルス入力

図１４・ディップスイッチの設定
ディップスイッチの設定によりセンサー入力応答周波数、およびＮＰＮオープンコレクタパルス入力、電圧パルス入力の切り換えができます。
表１３４ＮＰＮオープンコレクタパルス入力

OFFO N

電圧パルス入力

O N

OFF

入力応答周波数：0.01Hz～50Hz

２５(LOW)

O N

入力応答周波数：0.01Hz～10kHz (HI)

OFF６OFF ⇔ ON
654321１

黒色が設定側１）端子台ラベルの右下（端子台20番側）を少しはがすとディップスイッチが見えます。設定
しづらい場合は基板をケースより引き出して設定してください。
出荷時、特に指定の無い場合は、センサー入力はＮＰＮオープンコレクタパルス入力、入力応答周波数はＨＩの設定となっています。
２）ディップスイッチの設定は必ず上記表１の組み合わせで行ってください。表１以外の組み合わせで設定しますと正常動作しない場合があります。

- 9 -８．設定メニュー- 10 -

９．初期設定値と初期化
事前にお客様から仕様をお伺いしている場合はその設定に合わせていますが、通常（工場出荷時）は下記（表２・表３・表４）の設定値となっています。
各モードの設定値

表２

モードＮｏ．

初期設定値

設定メモ欄

ＡＢＣＤＥ

Ｆ００．

０－

２００

１．

１００００２．

３００１０３．

００．

０００４．

０－０.

５－０５．

２－００－

リミット値９９９９Ｆ－９表４

初期設定値
０Ｅ

設定メモ欄

表示オフセット値

０Ｄ

表３

初期設定値
９Ｃ０００

設定メモ欄
０〔初期化〕
リセット（アップ）キーを押しながら電源を投入することにより初期化を行うことができます。初期化後、各モードの設定値は表２、表３、表４のとおりの設定値になります。
〔注意〕
初期化を行うと現在の設定値がすべて初期設定値となりますので、初期化を行う場合は予め現在の設定値の記録を残してから実行してください。

※

ノイズ等で内部のコンピュータが暴走した場合は上記の方法で初期化を行い、希望の設定値に合わせ直してください。

- 11 -

１０．各モードの内容と設定方法（１）モード設定のキー操作方法
各モードの設定は下記（表５）のキー操作で行ってください。また、設定値の内容等は１２ページ以降に記載しています。
表５操作キー表示部

操作内容

M

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０ ０．０
２ ０

２秒以上押すとモード設定に入り、モード「００」が呼び出されます。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０ ０．０
２ ０→→点滅表示の位置（桁）を変更します。１度押すごとに１つずつ右へ移動します。
アップキーと併用して希望の設定値に合わせてください。

∧Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０ ０．００ ０↑
０～２

点滅表示している数値を変更します。１度押すごとに数値が１ずつ上がります。
０→１→２→・・・→９M

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０ １．１ ０ ０ ０

モードNo.を変更します。１度押すごとにモードNo.が変わります。
００→０１→０２→・・・→０５

００～０５MＡ０Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
５．２０ ０

２秒以上押すことにより、設定値を登録します。
各設定が終了後、このキーで登録してください。
登録終了後計測表示に戻ります。

- 12 -

〔１〕目標値の設定方法
フロント部にあるプリセットデジタルスイッチで設定します。設定範囲は ０～９９９９９９までです。
リミット値設定（Ｐ.１９参照）により設定の上限を決めることができます。
リミット値設定を行った場合、リミット値以上の目標値を設定すると異常となります。
また、表示オフセット値（Ｐ.２０）を設定した場合、オフセット値よりも低い目標値を設定しても異常となりますので注意してください。
異常の時は異常信号が出力され、異常信号ランプが点灯します。
異常の解除はリセット、及びストップ入力で行えます。
計測を始める時は、設定値をよく確認してから行ってください。

〔２〕どのモードを設定すればよいか
１.入力１信号当たりの倍率をきめたい
モード０１（Ｐ.１５） 入力：スケーリングデータ（換算器）の設定
モード０２（Ｐ.１６） 入力：ＥＸＰ値の設定、分周器の設定
２.出力について
１.終了信号の設定
モード０４（Ｐ.１７） 終了信号の出力タイミングと出力幅の設定
２.異常信号の設定
モード０５（Ｐ.１８） 入力異常信号の設定
３.表示について１.小数点以下を表示したい
モード００（Ｐ.１４） 小数点位置の設定
２.計測開始時の値を変更したい
１.スタート時、前回の計測データをクリアしたい
モード００（Ｐ.１４） スタート動作の設定
２.リセット後の表示値を変更したい（Ｐ.２０） 表示オフセットの設定方法
４.その他の機能について
１.リセットキー動作の設定
モード００（Ｐ.１４） リセットキーの動作モード- 13 -

（２）モード内容と設定値

モードNo.

００

スタート動作・リセットキーの動作モード・小数点位置の設定
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
０ ０. ０

Ｅ Ｆ
２ ０
小数点位置
０：０
１：０.０
２： ０.００
３：０.０００
リセットキーの動作モード
０：リセットしない
１：即リセット（ＯＮエッジ）
２：２秒以上押してリセット（注．端子台リセットは、この設定に関係なく即リセット（ＯＮエッジ）です。）
スタート動作
０：リセットスタート（ｵﾌｾｯﾄ値より計測開始）
１：ノーマルスタート（現在値より計測開始）〔スタート動作〕スタート信号入力で現在表示している値をリセットするかしないかを選択します。
０：リセットスタート.....現在の表示値をリセットし、オフセット値より計測を開始します。
１：ノーマルスタート.....現在の表示値から継続して（リセットせずに）計測を開始します。計測値をリセットしたい場
合は、スタート信号を入力する前にリセットキ
ーまたは端子台リセット入力によりオフセット値を表示することもできます。
〔リセットキーの動作モード〕
前面のリセットキーの動作を選択します。
〔小数点位置〕
小数点以下何桁表示するかを設定します。

- 14 -

モードNo.

０１

入力：スケーリングデータ（換算器）の設定
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０ １. １ ０ ０ ０４桁数値 ０００１～９９９９（００００は設定しないでください）
積算計測のスケーリングデータ（換算器）として働きます。このモードで設定する４桁の数値と「モード０２」で設定するＥＸＰ値（１０のマイナス乗数）を設定することにより、１信号当たりの倍率を「１×１０－９～９９９９」までの範囲で設定できます。
〔例〕１パルス当たり２.５mLの流量センサを使用して積算値をＬで表示させたい場合は下記の設定となります。
２.５mL→

０.００２５Ｌ＝表示したい単位(Ｌ)に直します。

２５００

４桁数値

モード０１Ａ０ＢＣ
１. ２Ｄ５Ｅ０Ｆ０

モード０２Ａ０Ｂ
Ｃ
２. ６Ｄ
＊Ｅ
＊Ｆ
＊- 15 -×１０－６

ＥＸＰ値

モードNo.

入力：ＥＸＰ値・分周器の設定

０２

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０ ２. ３ ０ ０ １

分周器 ３桁 １／１～１／９９９（０００は１／１０００とします）
ＥＸＰ値（１０－ｎ）

ｎ＝０～９〔ＥＸＰ値〕
１０のマイナス乗数を設定します。「モード０１」と組み合わせてスケーリングデータ（換算器）を設定してください。
〔分周器〕
１回転当たりのパルス数が分かっている場合等に入力しますと、計算上の誤差が小さくなる場合があります。
〔例〕

上記のように、センサー１回転当たり３パルス出力で０.５Ｌの流量センサーを使用するような場合は、スケーリングデータだけでは誤差が生じますので、分周器を１／３、スケーリングデータを５０００×１０－４と設定します。

モードNo.
０３

オーバーラン補正値の設定
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０ ３. ０ ０．０ ０

小数点は移動可能です。
オーバーラン補正値
００００～９９９９〔オーバーラン補正値〕
計測値が目標値に達して動作を停止したとき、惰性（バルブ動作の遅れなど）で目標値をオーバーすることがあります。そのオーバーをなくすためにオーバーした値を補正値として設定します。次回の計測からは設定された補正値分手前（惰性でオーバーする分の手前）で動作を停止させて計測値が目標値をオーバーしないようにします。

- 16 -

モードNo.

０４

終了信号の出力タイミングと出力幅の設定
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
０ ４. ０Ｅ Ｆ
０．５

出力幅（ｔ２）
０.１～９.９秒（０.０は機能停止）
出力タイミング（ｔ１）
０～９秒〔出力タイミング〕
計測値が目標値に達してから（制御信号の出力が止まってから）何秒後に終了信号を出力するかを設定します。
〔出力幅〕
終了信号をどれだけ出力するか時間を設定します。
ｔ１＝出力タイミング ／ ｔ２＝信号の出力幅

制御信号←ｔ１→終了信号←ｔ２→＜注意＞
計測動作終了は、終了信号の出力が終わった時点となります。
出力終了までにスタート入力、およびリセット入力が入っても無視されます。

- 17 -

モードNo.

０５

入力異常検出の設定
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
０ ５. ２Ｅ Ｆ
０ ０

異常検出パルス数
０１～９９（００は機能停止）
異常検出時間０～９秒（０は機能停止）〔入力異常検出〕設定した時間（異常検出時間）内に設定された数のパルス（異常検出パルス数）の入力がなければ異常信号が出力され、異常信号（ＥＭＧ）ランプが点滅表示します。
異常検出時間が”０”及び異常検出パルス数の設定値が "００" であればこの機能は停止します。

- 18 -

１１．リミット値の設定方法（１）リミット値設定のキー操作方法設定できる目標値の上限値を設定します。ここで設定された上限値以上の値を目標値として設定して計測をスタートさせても制御信号は出力されずに、異常信号が出力され、異常信号（ＥＭＧ）ランプが点灯します。
表６操作キー表示部

操作内容○Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ○９ ９ ９ ９ ９ ９●

M キーを押しながらキーを２秒以上押すとリミット値設定に入り、現在の設定値が表示されます。このとき左下ランプ点灯します。

○Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ○９ ９ ９ ９ ９ ９● → → → → →点滅表示の位置（桁）を変更します。１度押すごとに１つずつ右へ移動します。

∧○Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ○８ ０ ９ ９ ９ ９●↑０～９点滅表示している数値を変更します。１度押すごとに数値が１ずつ上がります。
０→１→２→・・・→９M

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
８ ０ ０ ０ ０ ０

２秒以上押すことにより、設定値を登録します。
各設定が終了後、このキーで登録してください。
登録終了後、計測表示に戻ります。

M＋

〔注意１〕

表示値の小数点位置はモード設定の "００" と連動されています。

- 19 -

１２．表示オフセットの設定方法
リセットがかかったときの表示値を設定します。例えば、オフセット値を "００１０００"と設定した場合、リセットがかかると表示は "１０００" となり、計測は "１０００" から行います。計測を "０" から行いたいときは、オフセット値を "００００００" と設定します。
表示オフセットの設定は下記（表８）のキー操作で行ってください。
表８
操作キー
M＋∧∧

M

表示部

操作内容

●Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ○０ ０ ０ ０ ０ ０○

M キーを押しながら ∧ キーを２秒以上押すと表示が "００００００"（以前に設定している場合はその設定値）となり表示オフセット設定モードになります。このとき左上のランプ点灯します。

●Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ○０→０→０→０→０→０○

点滅表示の位置（桁）を変更します。１度押すごとに１つずつ右へ移動します。
アップキーと併用して希望の設定値に合わせてください。

●Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ○０ ０ ０ ０ ０ ０○↑
０～９

点滅表示している数値を変更します。１度押すごとに数値が１ずつ上がります。
（０→１→・・・→９→０→・・・）
また、Ａの表示器のみ“－”表示をすることができます。
（０→１→・・・→９→ "－" →０→・・・）

Ａ－Ｂ
０Ｃ０Ｄ
５

Ｅ Ｆ
０ ０

２秒以上押すことにより、設定値を登録します。
設定終了後、このキーで登録してください。
登録終了後、計測表示に戻ります。

（例．-500と設定した場合）

表示オフセット値登録終了後
RES

〔注意１〕

ＡＢ

Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ－ ５ ０ ０

オフセット値登録終了後にこのキーを押すと設定されたオフセット値が表示されます。
次の計測からはこの表示（設定）値から行います。

表示値の小数点位置はモード設定の "００" と連動されています。

- 20 -

１３．外形寸法図
外形寸法図

図１６

パネルカット寸法と取り付け間隔

図１７

注意

オプションでフロントカバー（ＣＶ－０２）を取り付ける場合は、取り付け間隔を１５０mm以上にしてください。
- 21 -

１４．据え置きタイプ（オプション：ＤＭタイプ付き）- 22 -

１５．ノイズ対策について
ノイズ対策には万全を期しておりますが、万一ノイズの影響が出た場合は次の項にご注意ください。
ノイズ等の影響で表示が消えたり、誤った表示が出た場合は初期化（Ｐ.1１参照）を行ってください。但し、初期化をする前には必ず設定値をメモしてから行ってください。正常に戻りましたら下記の対策をし、改めて再設定を行ってください。
（１）電源は動力線と直接共用しないでください。動力線を使用する場合は絶縁トランスを入れて２次側を使用してください。（弊社でも絶縁トランスＰＴ－９３を用意できます。）（２）センサコードに３芯シールド線を使用し、ノイズの発生源からできるだけ離して配線してください。
（３）センサコードをできるだけ短くし、動力線やインバータなどのノイズの発生源をさけて、極力雑音を拾わない経路に配管して布設してください。
（４）機械のＧＮＤアースコードには、非常にノイズが多く含まれている場合がありますので、メータのＧＮＤに接続させない方が良い場合もあります（メータを完全に機械から絶縁状態）。
（５）電源ラインよりノイズの影響を受けた場合、図１８のようにノイズフィルタをご使用ください。
※

メ-タ-本体ノイズフィルタは、別途用意しております。
ノイズフィルタ

短くツイストする

電源

必ずア-スする

図１８（６）センサコード配線方法
電力線、動力線がセンサのコードの近くを通るときは、サージや雑音による影響をなくすため、センサコードは単独配管するか、もしくは５０cm以上離してください。
図１９

金属配管

電力線または動力線（７）外部要因によるノイズ発生を止める。
メータの取り付けられた制御盤内やその周辺に強力なノイズの発生すると思われる電磁接触器・温度調節器・電磁弁・リレー等の有接点開閉によるサージノイズが影響した場合、図２１のようにスパークキラーを入れて対策してください。

図２０

ア-ス接地
接近する場合、配管する

図２１
スパークキラー接点アクチュエータ

（８）特に大きなノイズエリアでご使用の場合や不明な点がありましたら取扱店、または弊社までご相談ください。
- 23 -

１６．トラブルシューティング
万一異常が発生した場合は、下記のとおり点検を行ってください。
Ｎｏ．

現

象

表示器が点灯しない
ブランクのまま

１

点検方法→電源入力が正常か、センサコードは短絡していないか？
ＹＥＳ↓→本体内部のヒューズ断線↓
ＮＯ→トランス・ＩＣの破損

対策と処

置

→テスタで電圧と誤配線のチェックをし、端子ネジを締め直す。
→取扱店、または弊社へご連絡ください。
→取扱店、または弊社へご連絡ください。

２ＬＥＤ点灯異常
スイッチ動作異常
同期パルス異常
リレー出力異常アナログ出力異常→テストモードによりチェック（Ｐ.１０参照）→１度、初期化を行ってください。（Ｐ.１１参照）→初期化で直らない場合や、何度も発生する場合は取扱店、または弊社へご連絡く
ださい。

３"０"表示のまま→各モードの設定は正しいか？
↓→センサ入力は正常か？

→設定された値が有効表示範囲以下である。

↓↓→近接センサ等の検出距離が正常か？
↓↓→センサの出力信号形態とメータの入力方式が合っているか？
↓ＮＯ→センサの端子接続を再確認し締め直しをする。テスト
モードにより疑似入力テストをする。（Ｐ.１０参照）→センサランプ点滅を確認またはドライバ等で軽くＯＮ／ＯＦＦ接触してみる。
→取扱説明書（Ｐ.７,８）を確認し、不明な場合、取扱店、または弊社へご連絡く
ださい。
→取扱店、または弊社へご連絡ください。

４

時折表示が消えたり倍以上になる

５

その他の異常※→表示が倍以上になる時、近くの電磁開閉器やソレノイド、電磁弁、リレーなどスパークノイズの影響→Ｐ.２３のノイズ対策の項を参照しノイズ発生源にサージキラーを取り付けて止める。
→取扱店、または弊社へご連絡ください。

改良のため、仕様等は予告無く変更する場合がありますので予めご了承ください。

- 24 -