Nagoya University

名古屋大学タンデトロン加速器質量分析計による 14 C 測定の現況

中村俊夫事，中井信之毒事本〉名古屋大学アイソトーブ総合センター，

事事〉名古屋大学理学部地球科学科

干 464

名古屋市千種区不老町

1.

はl;i.めに1976 年から 1977 年にかけて

ループ[1].

California 大学 Lawrence

Rochester 大学・ Toronto 大学 -Generallonex 社のグループ [2 ， 3 ]，そ、して，Si1Don fraser 大学・門 c 門 a ster 大学のグループ[ 4]は.
ルの極微量核種の新しい定量方法を開発した.

能の高い質量弁別効果.

独立に.

彼らは.

加速器を用いた天然レベ

サイクロトロン加速器の分解イオン源での負イオン形成における元素選別性，加速器の分子イオン除去能力，て.

Berkeley Laboratory のグ

タンデム型

あるいは重イオン横出器の核種融別能力などを組合せ

天悠レベルの極徹量破種を定量するための加速器質量分析計を組み立て，

1978 年には 1 I B
e の定量 [7 ， 8] に成功した.

1977 年には天怨物中の川 C の定量 [5 ， 6 ]，1978 年には，催された.

第ー回加速聾質量分析( A 問 S)

その後，

国際会語[ 9] が米国 Rochester 大学で開この A 門 S 国際会議は 3 年毎に定期的に開催され [10 ， 11 ]，1987 年 4 月

加速器質量分析法の開発 10 周年を祝う第 4 回 A I1 S 国際会語( A
NN0 0ECI 門 oには.
12] が.

早くもカナダのナイアガラ・オン・ザ・レイクで聞かれた.

名古屋大学では，次章に述べる掃な過程を経てロン加速器質量分析計が 198 卜 1982 年に渡って.

Generallonex

社製のタンデト

アイソトープ総合センターに段置された[ 13].タンデトロン分析計は 1 4 C 測定の専用績として聾備と調聾が進められ秋に初めて 1 4 C 年代測定が実施された.

その後器やイオン源等の改造が行われてきたがここでは.

1987 年 l 月から学内共同利用が開始された.

名古屋大学タンデトロン加速器質量分析計の設置経過，

試料調割方法などについて述べる.

2.

名古屋大学タンデトロン加速器質量分析計の段置経過名古屋大学では

学内共同利用とする計画となり，

教聾部.

分析計の原理と性1977 年の暮れからアイソトープ総合センターと理学部の協力で，加速器質量分析計を導入するための準備が開始された.

文学部.

1983 年

1 4 C 測定のテスト実肢に平行して加速

能.

部，

[

A 門 S)

その後，

アイソトープ総合センター，

プラズマ研究所，

同分析計老名古屋大
理学部，

工学部，

農学

水圏科学研究所の代表者からなる蹟置準備委

員会および肢体i 専門小委員会が発足された

1978 年春に1979 年度の概算要求として，General lonex 社製のタンデ卜ロン加速器質量分析計の殺置が要求された.

この予算要

求は次年度に1980 ・ 1981 年度の 2 年度に渡ってタンデトロン分析計が段置されることで認められた1981 年 2 月に測定室( 127.5

ン分析計の一部が設置された
てられ.
詫置，

岡 2 )が新築され，同年 3 月にはタンデトロ

1982 年 2 月にタンデトロン分析計の全システムが組み立加速器の高電圧の絶縁に用いられる六弗化硫黄ガスを取り扱うための S F6 回収および加速器を冷却するために用いられる蕪留水の循環義置が捜統された

82 年末にはターミナル電圧 1 .6 門 V で加速器が安定して作動し.

19

炭素イオンの加速ができ‑86‑

NII-Electronic Library Service

Nagoya University

るようになり計による1983 年 2 月には初めて 14C ドイオンの機出に成功し，

I C.C 謝定の可能性が実証された.

また1983 年 3 月には I 4 C 劃定に用いられる種々の天鰐;試料のための調担義置の組立が完了した分であったが，のため.

1983 年 9 月からは，

年代既知の試料を用いたテスト測定と並行して，

謝定や環境試科の川 C 温度劃定が開始された造が行われ，

タンデトロン分析

まだ輔度は不充

考古学試料の I 4 C 年代

1984 年 1 月から 2 月にかけて加速曹の大改加速器がターミナル電圧約 2.0 門 V まで安定して運転できる織になった.

分析計の操作の勲遣と相まって3 月には測定室の簡に.

み立てられた.

I 4 C 測定の精度が大幅に改善された

1985 年(10 1. 5. 2 )それま

試料調製室および測定準備室

での試料調製の経験を生かして，

新たに.

こ

使い易い，

が新鈍され，

コンパクトな試料調製襲置が組以上簡単に述べた名古屋大学タンデトロン分析計の段置経過について

は文献 13 に詳述されている.

1986 年 4 月に設置準備委員会と技術専門小委員会が解散されに測定利用委員会が発足され開始にあたっては.

1986 年 12 月に，

1987 年 1 月より学内共同利用が開始された.

新た

共同利用の

アイソトープ総合センターの人的資源が不充分であることから，できるだけ利用者自身が積極的に試料調製や分析計の操作を行うことが合意され，実行されている.

共同利用の申聾件数と試料散を表 1 に示す.

1983 年秋から 1987 年 12 月までに.

タンデトロン加速器質量分析計を用いて湖定された試料散は約 1250 個に及んでおり，

考古学，分野で貴重なデータを提供している.

加速器質量分析法による 1 ‘ C 測定では，従来の放炭鷲試料の量は 111000 以下で充分であり，かつ湖

射能漏定法による場合と比叡して，

地質学，

地理学，

環境地球化学などの定可能な年代の限界は約 6 万年とかなり古くなっている [14 ， 15].

量分析法を用いると，

それ触に，

加速器質

放射能湖定法では測定が不可能であった試料について，代まで測定できるようになった.

加速器質量分析法による I 4 C 測定は.

今や，

古い年
これらの

分野にとって必要不可欠なものとなっている.

3.

タンデトロン加速器質量分析計

3 ‑ 1.

タンデトロン分析計による 1 4 C/13C 比測定の原理

タンデトロン加速器質量分析計の構成図を図 l に，
ロン分析計では，全体図を図 2 に示す.

炭素試料中の 1 ・ C の存在量と 1 3C の存在量との比( 1

4

C/

1

タンデト

3C 比〉が次の様にして測定される[ 14, 15].セシウムスバッタ負イオン源(図 2 の sa 悶 p Ie)には，炭葦含有物質から調製された個体状の炭薫ターゲットが同時に 6 個まで取り付けられ，れらの試料について連続して 1 4C/13C 比の測定を行う事が可能となっている.
イオンは，

ターゲットの表面を 37

KeV の運動エネルギー〈以後，

略称、する〉を持つセシウム陽イオン

(Cs

gun)

1

A 門 U. にセットされ

1 j C の測定は.

磁場強度を変える代わりに，

この電圧により，

ンは，

こうして

電磁石に入射する直前に加速される.

入射

この分析電磁石の磁場強すなわち.

電磁石部の絶縁された真空容器に約 2 KV の電圧を一時的に付加する事により行われる.

ルギーよりも若干大きくなり簡単にエネルギーと4C/1JC 比の測定中は一定に保たれる.

度は質量教 14炭棄の負で照射することにより形成され，部電磁石(門， n , )により 90 度曲げられ加速器に導入される.

こ

質量敏 13

A 門 U. の負イオ

1 3 C のエネルギーは 1 4 C のエネ

1 3 C は I 4 C と同じ中央軌道をたどって電磁石を通過し〈‑87‑NII-Electronic Library Service

Nagoya University

表 1 .名古屋大学内共同利用申蹟状況
利用期間

申請件数

試料総数
'恥.

1981 年 1-3 月

23 件

181 個

1981 年 4-1 月
1981 年 8-12 月

10
14

58
:
1
3

1988 年 1-3 月

8

59

Fし

+
+
1
1
}}

Fし

,,

Fし

司J

Fし

4'

-.-qt

Fし

弓J

4・・み・

刊J

・

戸し

‑HNHn

‑nu

'

Hn

Fし

唱---

司〆』

-qJ 』

Fし
司〆』

、

Fし
司正

し

Fし
J

E ・・

、

,••

‑'
ｭ

Fbp

,,

•••.

••.

HnHn

J司正
弓

Fし
凋叫吋

、

‑‑‑

,••••

•..

一一一

負イオン加速トイ荷幅蛮換ト吋陽イオン加適

エネルギ一分析

E/q

図

1.

M‑E/qz

14 C 謝定用タンデトロン加速器質量分析計の樽成.

-r
・

門Me
円U

nH

Au‑t

-L

nHRb

n
M

nu--、

nvpL
FanE

内U
F
E
‑
‑
ｭ

即日U

rRU

m刷円 u

nunH

m

h『

n
u
n
u
‑

4

T
‑
‑l

nEP 「

m川

‑

h叫

'J

F『d

句

m附

‑

司4

n
a4

Þ

aL'ai

。1
・
nuE

--、

nu

円u

--E・
a

-・‘

nH
nu

‑
F

・

rB

‑0・L5

P、
F‑W

nH

AH

lnu

-E、

門MS
門u

w
‑

nH
nu

府、“

、
-z

‑
円u
p‑ｭ

円u
n
u
v

F
a
ｭ

e
L

円H

n
r

lnu

炉

ﾞ

但

C
s

g
u
n

図 2.

I 4 C 測定用タンヂトロン加速器質量分析計の全体図.

ムスリット

GEL.

門 L.

TL. QL: 静電レンズ系

計測用ファラデイカップ
分析用電磁石

ACT1.

Cs

LEC.

. A2. S l,
Al

HEC. 12C CUp ,gun: セシウムスッパタ負イオン源，

ACT2: 加速管

GV 門:発電型高電圧計，

T f:高電圧発生用のステップアップトランス

S3: ピー

13C CUp , f' C: 電涜

問 I n げ門 1 ，門 2 :質量

ESC: 荷電変換カナル

荷電変挽ガス(アルゴンガス〉のトラップ用ターボ分子真空ポンプ.
の発掘器

S2 ,

TP:

OS: 高電圧発生用

E 0:静電型 15 ・デフレクター.

‑88‑

NII-Electronic Library Service

Nagoya University

磁場強度は一定であっても) ,加速器に導入される

電圧の制調によって l 秒以内に行われる.
可能なファラデイカップ(

LEC)(E SC)

負イオンの電涜は，加速器初殴部( ACT1)

静電型偏向電極( E0)

分析を受け+ 3 価のイオンのみが選別される.
1 3 C3 .イオンは，

じエネルギーを持つとさ
(t3C

CUp)

で加連されたあと，

荷電

でさらに加速される.

加速された陽イオンは.

ップ

出し入れ

を通過する隈にアルゴンガスとの衝突により陽イオンに変換され，加速器後段部( ACT2)の分析を受け必要に応じて，で、測定される.

加速器に導入された負イオンは，
変働力ナル

t 4 C と 1 3 C の測定の切り替えは，でエネルギーおよび電荷( E/q)の電磁石〈門 1 )で質量( 1IE/q2)

さらに，

電磁石の中央軌道より内側に片寄って設置された(同

1 3 C3 ・は t 4 CJ ・より軽いの、でよく曲げられる〉ファラデイカ

を用いて電涜として計測される.

道を過つで検出器に導入される.

この際、

14

t 4C3 ・は分析電磁石の中央執一方C3 ・イオンは，

再度質量分析され(門 2)•2.54μ 圏厚〉を通過することにより原子番号の 2 乗に比例してエネル

マイラーの薄膜(
ギーを吸収される.

このあと，これらのイオンは.

(1 4 C

重イオン横出器

シリコン表面障壁型機出器〉を用いてエネルギーが測定され，detector ,イオンの原子番号が識別されることにより， 14C3 ・とパックグラウンドイオン( isobar である 1 4þjl ・や

1 3C3 ・，

C3φ のみが E十数される.

1 主 (3 ・など〉とに区別され

1 4以上の説明でタンデトロン加速器質量分析計の構成を概観した.

この分析計が蹟計された際には次の点が特別に配慮された.

(a) 1 4 C のisobar

(同亜元豪〉である 1 4 N を除去する.

(b) 1 4 C と同重の分子イオンである 12CH 2 •12CO ,

13CH を除去する.

(c)重イオン検出器を用いて I 4 C3 ・をバックグラウンドイオンから識別する.
これらの工夫が加速器質量分析計の設計に取り入れられたことによって始めて，

環境

中の極微量の 1 4C (現代の炭憲の 14C/12C 比は約 1 .2 川 0 ・ I 2 である〉が樹定可能になったのである.

3 ‑ 2.

これらの工夫の詳細については文献 14. 15 を番照されたい.
タンデトロン分析計による 14C/13C 比の副定

タンデトロン分析計では.
計数率

(cps)

ターゲツト中の炭輩日含まれる I 4 C の盤は l 砂あたりのまた I 3C の量は平均竃涜(,nA)

として測定される分析計の状態が全〈同じという条件で行われるように
定時間で.
I 3 C 比は.

ち，

互いに切り替えられ，この比が既知の I

I 4C と I 3C の樹定が.

t 4 Cは 50 秒間

I 3 C は 5 秒間の樹
試料の I 4 C/

この交互樹定が約 15 分間繰り返される.

4 C 年代謝定用撮準体を用いて相対的に樹定される.

すなわ

14C/1 3 C 比が約 1 5 分間毎に交互に樹定され，撮準体と未知試料とについて

それら

の比

R

= (14C/13C) 9813Dle/ (14C/13C) 9t.nd ・ r dが計算される.

この場合についても，の 14C/13C 比が測定されるように，いつの試料が，(1)

分析計の状態が同じという条件で試料と標準体両者の制定は短時間で互いに切り替えられた方が良ルーテインの樹定条件で測定された例を図 3 に示す.

R が 8 回繰り返して測定され.

平均値 <R> が決定される

約 5 時聞かけて<R> の誤差としては，

各 R 値の平均値からのずれの程度( 1 標準偏差)と I 4C の総計数から算出される統計誤差のうち大きい方が用いられる.

タンデトロン分析計では

I 4 C 制定用の標準体として

NBS-SR 門

8
9

NII-Electronic Library Service

Nagoya University-4990 葎敵，

N8S-R 門 -49 萄敵，あるいは木曽ひのきの 1840 ・ 1860 年の年輪部から切り出された木片が用いられている.

環境試料の 1 ・ C 温度は"・ odern

standard の川 C. 度" (N8S-SR 門・ 4990 萄厳の 1 4C 温度の 0.95 倍〉に対する比で表わされる.
"圃 odernstandard" の 14(/

1

そこで，

試料の 1 4(温度は，(I)式右辺の分母が3C 比になる憾に校正保敵 α を <R> に積してr で与えられる.

r =α ・ <R>(2)

援準体とんて SR 門・ 4990 穆肢が用いられた場合.
合、α の値として 0.98198 を用いている

α の値は 1.0526 となる.

1 4C 温度は，また，また木片の場次式で定義される[; 14C 値，

あるいは炭素の同位体分別効果の補正がほどこされたム 1 4 C 値で表示されることも多い.
δ14 ( = ( r ‑ 1 ) () 1000 ( 960)(3)

ﾒ 14( = [; 14( ‑ (25 + [; 13(PD8)(1 +δI 4(11000)
ここで，δIJ(PDØ 値は，

(960)

(4)

試料および P08 螺準体の安定炭素同位体比( 13(/12( 比〉を用いて次式で与えられる.

= [(13(/12()s../(13C/12()PDB ‑1] )( 1000 ( 960)

δ13(PDØ

名古屋大学タンデトロン分析計では，現在のところは C は定量されていない.

通常の纏式コレクター型質量分析計

δI JC POB 値は.

(Varian準体)が用いられている.

(4)式の右辺第 2 項の敏値 25 は，・ 25960 )に基づいている.

これは

(H-7)

により( O 2 ガ

標

平均的木材の δ13C PDB 値(

N8S 曹酸撮準体が導入される以前はの撮準体として木材の年輪が用いられていた事による.

一方

門 at

そこで，

13C/ 12 C 比制定の標準体としては 8ele ・ n ite 化石( P08

スを用いて測定されているらずれている場合には，(5)

I 4C 年代測定

試料の δ13(PDB 値が- 2596 。か(4)式を用いて同位体分別効果の補正が tÏ われる.

I 4 C 年代測定の場合には，試料の年代値 T およびその誤差 ßT は，(2) 式から得られた 1 4( 温度 r とその誤差ム r および I 4(の半減期 T I 〆 2 を用いて次式で与えられる.

T=

TI ノ)(ム T=[ TI 〆 2/0.693]

試料の年代値は，また，In(r)/ In 0.5][)(

[ ﾟr/r]=一[

TI ノ 2/0.693]

年代値の誤差ム T は，

通常 l 標準偏差

は，同ーの試料について，(1)

年代値の正確度を上げるために，補正がほどこされた I 4(温度である ß 14C 値を用いて，T(6)炭素の同位体分別の効果の次式で算出される事もある.

() In( 1+ムI4 C/I000)(one

standard deviation)

で与えられる.

これ全く同一の条件で年代制定を多数回繰り返したとき，調定値が T ・ム T ‑ Tt ム T の範囲に入るものが全湖定の 68% にあたり，の年代値となることを意味する.
土 1 %のとき，残りの 32% はこの範囲外測定された I 4 (瀦度の相対誤差.

すなわち ß rlr;が(7)式からム T はま 80 年と算出される.

14C 年代測定のための榎準温度は酸(8)

I 4(温度測定の場合と問機に~ BS ・ SR 門・ 4990 種(ÔI3CpOB 値は・ 19.0960 )の I 4(揖度の 0.95 倍を用いることになっている.

I4C 年代値は，

この標準温度が対応すると定められた年代である A.O.1950 年から，遡って教えた年数として
輔副 odern

となる.

y

8P"

を付けて表される[ 16].すなわち，

standard の I 4C 灘度"に等しいとき，

また

そして，

試料の I 4C 年代は o

昔へ

試料の I 4 C 温度がyBP(= A.O. 1950)

1 4C の半減期として現在最も信頼されている値は 5730 土 40 年であるが.

1 4 C 年代値を算出するにあたっては

I 4 (年代測定法の創始者である\J. F.

90

Libby が用い•

NII-Electronic Library Service

Nagoya University

STANDARD+ t + + t+t
ミ 0.15
E

\、

vl

a
.
U

.空中にて

u

炭化

50O~ で足、υ::! 0.10
SAMPlE~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
0.05

‑AL

十

nu‑

同・

N

ヲ、.

ぼ一川寸

hv-A

巴

内J

AH
一 ?lH ・
5-SA
吋・

一

ヤ

一

・
h

aAY・

0
.
5

、‘，，，、‘.，，ー

4J-

a
:
:

C‑c.I

ザ一ωJ 十

4-u

z

R

0
.
6

〈砂:: 0
.4771

0
.
4

STO

土

0.0031 (0
.
6
4
'
1
.)

図 4.

のための試料調担法.

STA.ERR. "ま1. 04 ・h

図 3.

加速器質量分析計による I 4 C 謝定

タンデトロン分析計による
1 4 C/ 13 C 比の測定例.

，司、

8凶」2〉、 7g〈ミコ 65
.

w

、句国

~4
ト

~3~

ぷチ/

2
庄2

0

3 ん
.

〈主

。
。

図 5.

2

3 4
5 6 7
8
9 1
0
TRUE AGE (x10000; years)

現代の炭素による汚染がある場合の真の年代値とみかけの年代値との関係.

‑91‑
NII-Electronic Library Service

Nagoya University

た半減期の櫨 5568 :t 30 年くあるいは5570 年)を用いることが慣例となっている[ 16].

タンデトロン分析計による 1 ・ C 年代測定では半減期 5570 年を用いている.

4.

試料調組

制定者にとってI 4 C 測定の対象とされる試料は.

態で使用できる事が望ましい.

しかし，試料中の組織に炭素が固定されたのち長年月に渡って自然環境下におかれていた場合には，の炭奮が後から付加されたり，て.

できるだけ採集されたままの状

試料が本来持っていた炭寵に新たに別炭嚢の置挽が行われたりしている可能性がある.

従っ採集された試料のどの炭豪成分が樹定されるべきかは非常に重要な問題となる.

また，実用上の見地からも，謝定精度の向上や分析計の効率良い利用のためには，採集された試科から純粋な炭奮が抽出される試料調製操作が不可欠である.

加速器質量分析計を用いると極少量の炭素で年代測定が出来るため，

図 g の純粋な

国体状炭衰の調製が行われている.
から.

5- 20

分析計で用いられているイオン源の構造

炭素試料は固体状ターゲットに調製される事が要求される.
試料調製の方法に対しては，

(a)

さらに，

通常は

操作中に，

次の事が要議されよう.

雰囲気中のチリやホコリ，

あるいは試薬中に含まれている炭欝による汚染がないこと.

(b)調製されたターゲットは，イオン源で使用されたとき負イオン生成の特性が良い

こと.

(c)接作過程での炭素の同位体分別効果は無視できること.
(d)操作が簡単であること.
現在用いられている試料調製の方法を図 4 に示す[ 17].木炭，

壇育横物，

の中で.

員結，

炭化物，

土

図 4 に示した試科調製の操作

二極化炭素から元嚢態炭棄への還元過程のみが，収率が 70- 80% と良くない(
安定炭驚同位体比 (ÔI3CPDB鐘)が約 1 .496 。軽くなることが明かとなった[ 14].しかし，1%に比べると充分小さく無視できる.

素〉は，

泥炭，

サンゴなどの試料の処理が可能である.

他の操作はすべて収率が 100% 近い) .この操作によって，

誤差:t

木片，

銀紛末(

ツト状( 3

悶悶 φx

150 El esh)
約 2

この憧は

I 4C 灘度樹定の調製された団体状炭器〈アモルファス炭と 1 :1 のモル比で混合され，手動の圧縮義置を用いてベレ

悶悶厚〉の C-Ag ターゲットに整形される.

名古屋大学では， C‑Ag ターゲットの作製以外に，

高温度( 1300 ・kb)をごく少量の試料に付加する事ができる特殊な装置を用いて，からグラファイトを作製する妓術も開発されている[1 4 ，
簡便なグラファイト作魁法として，

Hz. 2KV の交流電圧で分解して，

17].

C)

と高圧力( 60

アモルファス炭驚

しかし，

別の，

試料から調製されたアセチレンガス

もっと(C 2 H 2 )を 60

グラファイトをアルミニウム電極上に形成する鶴置〈Toronto 大学方式〉が目下試作されているところである.

5.

タンデトロン加速器質量分析計の性能

5 ‑1.

1 4 C 測定の精度

タシデトロン分析計を用いた I 4 C 測定の経験によれば，

較的新しい試料〈数千年前まで〉については

現代の環境試料や年代が比2- 5 mg の炭奮を含む

C ‑Ag ターゲット

92‑

NII-Electronic Library Service

Nagoya University

を用いて.

約 5 時間の謝定で1 4C 温度を相対誤差にして約:t }%(年)の精.度で求めることができる[ 14].一方.

14

C 年代の誤差土 80

もっと古い試料では

1 4 C の緯計般の減少に伴って統計靖度が悪くなる.

また・ C 湖定の再現住を調べるために，
1 4 C 温度の樹定が独立に同ーの試料〈現代の炭素試料〉を用いて，14 因縁り返して行われた.

櫨に良〈一致した[1 4] .また

その結果

1 4 C 漉度の平均値は予組

1 4 C 温度の割定値の再現性から，独立な 1 回の樹定で婦られる 1 4 C 温度値の正確度 (Accuracy) は土 1 .
34%と錐定された[ 14].

5 ‑2.

14 C 年代測定の眼界

加速器質量分析法による 1 4 C 謝定では，

20 og である.
混入しでも，

従って，取り級われる炭事試料の量はせいぜい 5-

極少量の炭驚含有物質〈例えば，チリやホコリなど〉が試料にそれが 14 C. 度の測定結果に大きな誤差を生ずる危輸性がある.

葺による球料の汚染の程度と，その場合のみかけの年代値との関連を調べるために，

現代炭事の混入率が 3- 0.005% の場合について，を数値計算で求めた.
古い場合には，その結果を図 5 に示す.

わずか 50

現代の炭

真の年代値とみかけの年代値との関係
試料の真の年代値が 7- 8 万年前を錨えてPPII の現代炭素の混入でも，みかけの年代値は真の年代値に比べて 5 千年 -1 万年近くも若くなってしまう事がわかる.

試料の由来から 1 4 C を全く含まないと考えられる炭素をターゲットとして用いた場
合でも，加速器質量分析計によるルーテインの測定では“ 1 4 C"

これらの“ 1 ‘ C"

バックグラウンドの起源は，(a)分析計自身によるもの〈例えば，イオン源やターゲット支持台に付着した炭驚不純物!中の 1 4 C，あるいは真空ライン中の残留ガスの 1 4 C など，発生するが必ず計散されている.

ターゲット以外から

1 4 C) ,(b)

試料調製の過程において，(c)

重イオン検出器で 1 4 C
3 .以外のイオンが外から試料へ混入した炭素に含まれる 1 4 C'こ基づくもの，
1 4 C と誤認される事によるもの.

が考えられる.

(a)~こ起源を持つ“ 1 4 C.，バックグラウンドの大きさは.

天然の鉱物から切り出された，本来 1 4 C を全く含まないはずのグラファイト(推定年代 2 億年〉を用いて推定された.

グラファイトの小網は，されたあと，

化学処理および真空加熱処理により炭棄の不純物が除去

塊のまま 1 4 C 欄定が行われ，

約 65000

y 8P の年代値に相当することが示された(表 2 :図 5 より現代炭驚の混入串は約 0.03% と推察される)[15].

この“ 14C"

バ

ックグラウンドは分析針の使用や保守の履歴に依存することが見いだされている.
(b) による“ 14 C"

バックグラウンドの大きさは，年代の古い(数十万年以上)試料から調製されたターゲットの 14C 年代測定を行う事によって推定される.

れたグラファイトは緬粉化され，鋸粉末と混合されて C ‑Ag ターゲツトが作魁された.

この C-Ag ターゲットの樹定結果を衰 2 に示す

C-Ag ターゲット作製の操作によりバックグラウンドレベルが少し高くなっている(現代炭素の混入率は約 0.05%)
育横物や貝化石等は，

図 4 に示されるように，態を経由する必要がある.

上で用いら

. また，

土壇

試料調製の過程でいったん CO 2 ガスの状

現有の調製システムを用いて，患の CO 2 を経由して調製されたターゲットの 1 4 C 年代は試薬の大理石試料からガス
32000- 3
5000 y8
P (現代民嚢の混入率は 1 ‑ 2%)と得られている[ 18].現代炭素の混入率がこの織に大きい事の原因

93‑

NII-Electronic Library Service

Nagoya University

としてCO 2 ガスの還元過程に用いられるステンレス容器に 14C 汚染のソースがある事が明かとなった.
げるため，

この C02 の還元操作の過程における 1 • C 汚換のレベルをできるだけ下

現在横討が進められている.

(c) の.. 1 ・ C"

バックグラウンドについて，

詳細な検討はまだ行われて，いない.

しい重イオン横出システムを導入する事により，検出器から得られる情縄量を増やして.

入射イオンが 1 • C わであることの確認をもっと厳密に行う必要があろう.

7.

結語名古屋大学タンデトロン加速器質量分析計を使用すれば，が比般的新しい試料〈敵千年前まで〉については

2- 5

現代の環境試料や年代・ g の炭鷲を含む C-Ag ターゲツ

トを用いて.

約 5 時間の制定でらの性能で，

第一段階の研究開発は完了したとする立場から

1 • C の温度を約:t 1% の誤差で求めることができる.

ロン分析計の名古屋大学内共同利用が開始された.
められるに及んで，

しかし，

これ

1987 年 1 月よりタンデト

約 l 年あまり共同利用が進

同分析計の性能のレベルアップがさらに要罰されている.

(a)

極微量の炭嚢試料(ミリグラム以下の炭素〉による I'C 制定，(b)

I.C 測定の構度の向上(:t(c)

測定可能な年代の上限の拡大( 7‑ 8 万年前まで) ,(d)

日あたりの樹定試科教の増加( 5‑ 10 個/ d
ay) •

(e)

新

例えば，

0.2‑ :
t 0.5% の誤差:年代値で企 16- :t 40 年の誤差) ,分析計の自動化〈オベレーターや利用者の負担を軽減するとともに，測定結果のoperator dependence を排除する) ,などが列手されよう.
れば，

しかし，

現在行なわれている共同利用を効率良く進めようとす

分析計の稼働時間や人的資源(専任スタップは l 名のみ〉などによる制約から，

分析計の改良や新しい試料調製方法の開発を進める余裕はほとんどない.

従って，上に述べた憾な装置の研究開発にも利用者自身が積極的に参加する事が望まれるし，

専

任スタッフの増員も強く切望される.

謝辞

タンデトロン加速器質量分析計の設置準縮から学内共同利用開蛤に至るまで，置準備委員会や筏術専門小委員会の委員各位を始めとして，
ーの教聴員や学内緒縄問の関係者の皆樋に御尽力頂いた.
の組立や改造等で，日本アイソトープ協会の浜田達二博士、

実強健設の阪上正信名誉教媛、供や貴重な助言を頂いた.

また，

また、

さらに，

峯村明彦氏、

タンデトロン分析計

学習院大学の木越邦彦

金沢大学低レベル放射能

および横浜国立大学の島蹴教授には年代既知試料の提同分析計の段置から今日の保守に至るまで，

ー電子工業椋式会社の関係者には大変協力して頂いている.

今後とも，

アイソトープ総合センタ

理学部金属工作室の高松軍三技官を始めとするスタッフの方々，

鶴子細工室の吉岡茂雄技官には大変お世話になった.

教媛、

段

学内共同利用が円滑に進められ，のレベルアップが着実に推進されていく憾に，

さらに，

セイコ

ここに濃く感謝致します.

タンデトロン分析計の性能

測定利用委員会の各委員，

アイソトー

プ総合センターの教職員や利用者各位のなお一層の御協力をお願い致します.

‑94‑

NII-Electronic Library Service

Nagoya University

表 2.

タンデトロン加速器質量分析計による I 4C
il1l 定における 14 C パックグラウン

r

4

『
J

Tota1 counts
of 1
‑4
'C

Apparentage(y BP) 合

d

司J

e‑a
l‑d
p‑n
mFa
a‑t
s‑s

可--、

司

cc

4

合)

a-aa

C‑Ag target(natura1
graphite)

唱ム唱

Natura1graphitefr
ef fe

Target0.000301 土 0.000066

65200 土 1800

210.00052

60700 土 1900

19

60200 士 1800

19

ま 0.00012

0.00056 ;t0.00013

14
Based on ~'C ha1f 1ife of 5570 years; 0 y BP= 1¥.0. 1950.

参考文献(1977)

489.

[1
] R
.A.門 uller.

Science.

よli[2] K.H. Purser ,et al. ,Rev. de Phys. Appl. , .
.
l1.(1977) 1487.

[3] C.L. Bennett ,et al. ,Science , 1旦立 (}971) 508.

[4] D.E. Nelson , et al. , Science , 1旦立 (1917) 501.
Science , 1
.
.
Q
J
.
. (}918) 354.

[5] C.L. Bennet t,

et al. ,[6] R.A.

門 uller ，et al.. Science ,[7] R.A.

門 uller ，Proc. 1st Conf
. on R
adiocarbon Dating with Accelerators ,'Univ. of Rochester ,[8] G. 門.

Raisbeck ,201 (1978) 341.

1918.

et al. ,Science ,202 (1978) 215.

[9] H.E. Gove(ed.) , Proc. 1st Conf. on Radiocarbon Dating with Accelerators ,Univ. of Rochester , 1978 , ApriI 20 ・ 21 .
[10] Id. Henning ,Argonne ,et al. (ed.) , Proc. SYllp. on Accelerator

1981 ，門 a y ,Nucl. Instr. and 門 ethods ，Nucl. Instr. and 門 ethods ，[14] T. Naka 筒 ura.
[15]

中村俊夫ほか，Tracer ，~on Accelerator

門 ass

Specｭ

II(}984) 91.

[12] H.E. Gove (ed.) , Proc. 4th Int. Sy 聞 p.

[13]中井惜之ほか

Spectro 悶 etry ，

11 ・ 13.

[11] Y. \J olfli , et al. (ed.) , Proc. 3rd Int. Sy 周 p.
tro 悶 etry ，

門 ass

on Accelerator

門 ass

Spectro 図 etry ，B29 (1987) 1.

(1984) 28.

et al. , Jpn. J. App. Phys. , 1!.(1985) 1116.
放射線J...L (1986) 65.

[16] H. Godwin , Nature. 1旦，L (1962) 984.
Radioisotopes ，R(1983) 53.

[11]

中井信之ほか[18]

小島貞男(名古屋大学アイソトープ総合センター〉〈発表準備中) .

phd

QJ

NII-Electronic Library Service