L691CT̲（01）̲

高圧ガス保安協会検定合格品

䜺䝇㆙ሗჾ㻔䠨䠬䜺䝇⏝㻕

ガス警報器（LPガス用）

̬ ᚰ ୿

XL-691䛣䛾䛯䜃䛿䜺䝇㆙ሗჾ㻔䠨䠬䜺䝇⏝㻕䜢䛚㈙䛔ồ䜑䛔䛯䛰䛝䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛩䚹䛣䛾〇ရ䛿㧗ᅽ䜺䝇ಖᏳ༠఍᳨ᐃ䛻ྜ᱁䛧䛯㆙ሗჾ䛷䛩䡝ᚑ䛳䛶ṇᖖ䛺౑⏝≧ែ䛷䛿ᨾ㞀䛾ᚰ㓄䛿䛒䜚䜎䛫䜣䛜䚸ಖドᮇ㛫୰୓୍␗ᖖ䜢⏕䛨䛯ሙྜ䛿䚸㏿䜔䛛䛻㈍኎ᗑ䛻㐃⤡䛧䚸ᮏ᭩䜢ᥦ♧䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹ḟ䛾せ㡿䛷ୗグ䛾⪅䛜Ⅼ᳨䜎䛯䛿஺᥮䛔䛯䛧䜎䛩䚹

XL-691

࣭ಖ ド ᮇ 㛫࣭ಖ ド ࡢ ⠊ ᅖ࣭ಖ ド 㐺 ⏝࣭ಖド㐺⏝㝖እ࣭ಖ Ᏺ Ⅼ ᳨

取扱説明書 [ 保証書付 ]
電源

警報

ಖ ド ⪅
〇 㐀 ඖ

Ḥấᫍẟ
㻔䠍㻕㆙ሗჾ䛾సື☜ㄆ䛿䚸௜ᒓ䛾Ⅼ᳨䜺䝇᥇ྲྀჾ䛷Ⅼ᳨䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻔䠎㻕ᮏ᭩䛿෌Ⓨ⾜䛧䜎䛫䜣䛾䛷䚸⣮ኻ䛧䛺䛔䜘䛖኱ษ䛻ಖ⟶䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻔䠏㻕஺᥮ᮇ㝈䜢㐣䛞䛯〇ရ䛿ಖド䛔䛯䛧䜎䛫䜣䚹㆙ሗჾ䛿Ᏻ඲䜢Ᏺ䜛䛯䜑䛾〇ရ䛷䛩䛾䛷ᚲ䛪᪂䛧䛔〇ရ䛸䛚ྲྀ䜚᭰䛘䛟䛰䛥䛔䚹

Ḥ̬ᚰỉᢘဇᨊ‫ٳ‬䛣䛾〇ရ䛿ಖドᮇ㛫ෆ䛷䜒ḟ䛾䜘䛖䛺ሙྜ䚸஺᥮䛿᭷ൾ䛸䛺䜚䜎䛩䚹㻔䠍㻕౑⏝⪅䛾ᨾព䜎䛯䛿୙ὀព䛻䜘䛳䛶⏕䛨䛯ᨾ㞀䜎䛯䛿ᦆയ䚹㻔䠎㻕ⅆ⅏䚸ኳ⅏䚸␗ᖖ㟁ᅽ䚸␗ᖖ ᗘ䚸␗ᖖ㞺ᅖẼ➼䛾୙ྍᢠຊ䛻䜘䜛ᨾ㞀䜎䛯䛿ᦆയ䚹㻔䠏㻕ྲྀ௜఩⨨䛜ᒇእ䚸㧗 ከ‵➼ⴭ䛧䛟୙㐺ษ䛺ሙᡤ䛚䜘䜃ᾎᐊ䛻ྲྀ䜚௜䛡䛯ሙྜ䚹㻔䠐㻕㻸㻼䜺䝇௨እ䛾䜺䝇䚸Ỉ䜔↻䛣䜌䜜➼䛾ᾮయ䚸ື᳜≀䛻䜘䜛ᨾ㞀䜎䛯䛿ᦆയ䚹㻔䠑㻕䛭䛾௚౑⏝ୖ䛾ㄗ䜚䚸ศゎ䚸ᨵ㐀䛥䜜䛯䜒䛾䚸⾪ᧁ➼䛻䜘䜛ᨾ㞀䜎䛯䛿ᦆയ䚹
㻔䠒㻕ᮏ᭩䛾ᥦ♧䛜䛺䛔ሙྜ䚹䛯䛰䛧ᮏ᭩䛿᪥ᮏᅜෆ䛾䜏᭷ຠ䛷䛩䚹㻔䠓㻕ᮏ᭩䛻㈍኎⪅䛾グධ䛾䛺䛔ሙྜ䚹㻔䠔㻕䛭䛾௚〇㐀ᴗ⪅䛾㈐௵䛻䜘䜙䛺䛔ởᦆ䚸ᨾ㞀䜎䛯䛿ᦆയ䚹㻔䠕㻕㧗ᅽ䜺䝇ಖᏳἲ䛻ᇶ䛵䛔䛶タ⨨䛥䜜䛯㆙ሗჾ䛾ሙྜ䚹䛣䛾ಖド᭩䛿䛚ᐈᵝ䛾Ẹἲ䜎䛯䛿ၟἲୖ䛾ᶒ฼䜢ไ㝈䛩䜛䜒䛾䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䜎䛯㆙ሗჾ䛻䛴䛔䛶䛤୙᫂䛾ሙྜ䛿䛚䜒䛸䜑䛾㈍኎
ᗑ䛻䛚ၥ䛔ྜ䜟䛫䛟䛰䛥䛔䚹

࠾ᐈࡉࡲ
࠾ྡ๓

㹒㹃㹊

㸦ࠛࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸧ࡈఫᡤ

1. 安全上のご注意
ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。
注意事項は、
誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。
誤った取り扱いをすると ｢死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定される｣ 内容を示

危 険 します。

警 告 誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う可能性が想定される｣内容を示しています。
社〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 - 5 - 4[北 海 道]札幌 （011）231−1101㈹

[東

北]

仙

台 （022）295−6061㈹

[北

陸]

金

沢 （076）234−5611㈹

[関

[関

東]

東

京 （03）
5403−2706㈹新潟 （025）365−1390㈹[中部]

名古屋 （052）
951−2650㈹静岡 （054）255−1901㈹西]大阪 （06）
6308−3155㈹[ 四国・中国 ]岡

山 （086）435−5087㈹広島 （082）568−2800㈹

[九

州]

福

絵表示の内容｢必ず行う｣｢火気厳禁｣｢ぬれ手禁止｣岡 （092）431−1881㈹

分解や改造はしないでください。
故障の原因となります。

ᇣǽඨ

1

必ずマイコンメータ遮断用無線装置の電源が入っていることを確認してください。

警告
॒ȭᚐș

ᇣǽඨ

॒ȭᚐș

1 警報器の電源プラグをコンセントに差し込む。
緑（電源）ランプがマイコンメータ遮断用無線装置と無線通信確立まで
最大２分間ゆっくり点滅※1します。
※1：交換期限お知らせ機能を解除している場合は点滅します。

注意
警報器の電源プラグや、予備コンセントに接続する他の電気製品の電源プラグは、
コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
感電・ショート・発煙・発火や、電源プラグ部分の過熱による焼損のおそれがあります。

衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

6.『ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか』と鳴ったときの処置のしかた

危険マッチやライターなど、火気を使わない。

予備コンセントを使用する場合は警告

警報器に耳を近づけて、警報音を聞かないでください。
聴力障害などの原因になるおそれがあります。
ᇣǽඨ

警報器の電源プラグに大きな力をかけないでください。
電源プラグやコンセントが破損するおそれがあります。
ᇣǽඨ

ᇣǽඨ

ᇣǽඨ

取付位置を移動させないでください。
警報の遅れの原因となります。
取付位置を変える必要が生じたときは、販売店に連絡してくだ
さい。

ᇣǽඨ

予備コンセントに複数の電気製品を接続しないでください。
火災のおそれがあります。
接続できるのは1490W以下の電気製品、1台だけです。
警報器の電源プラグに大きな力をかけないでください。
（例えば掃除機などの移動して使用する電気製品を接続することや、頻繁に抜き差しすることはおやめください。
）

緑ランプ
点滅→点灯

換気扇、電灯、蛍光灯な
ど、電気製品のスイッ
チを入・切しない。

2 約5 〜 10秒後に「警報器正常です 電波が受信できています」と鳴り、緑（電源）ランプが点灯し、警報器の監視状態に入ります。
※ マイコンメータ遮断用無線装置と無線通信確立できなかった場合は緑（電源）ランプが高速点滅し、「ピッピッピッ メータ側の無線機の電波が受信できません」と鳴ります。
※ 警報器が故障の場合は緑（電源）ランプが高速点滅
し、「ピッピッピッ 警報器故障です」が鳴ります。
販売店に連絡してください。

ᇣ ඨ

3 ガスがなくなれば、警報音が鳴り
やむ。
【赤
（警報）
ランプ消灯】

マイコンメータ遮断用無線装置の電池が切れたとき
緑ランプ
点滅

交換期限が過ぎたとき【警報器の交換期限が過ぎたとき】
警報器の交換期限が過ぎると、警報器の緑（電源）ラン
プがゆっくり点滅♯1し、警報停止スイッチを押すと赤（警報）ランプが点滅し「警報器の交換期限が過ぎています 販売店に連絡してください」と鳴ります。

緑ランプ
ゆっくり点滅警報器の緑（電源）ランプがゆっくり点滅♯1し、警報停止スイッチを押すと赤（警報）
ランプが点滅し「メータ側の無線機の交換期限が過ぎています
販売店に連絡してください」と鳴ります。
※ 販売店に連絡してください。
※ 交換期限お知らせ機能を解除している場合は鳴動しません。
緑（電源）
ランプのゆっくり点滅もありません。

4

7. 部屋の外から警報音に気づいたときは

8. マイコンメータ連動機能
S型・E型メータと接続している場合は、警報器とマイコンメータで信号の送受信を行い、
以下のように動作します。

危険警報音が鳴っている間は、部屋の外から、すぐに入室しないでください。
爆発のおそれがあります。

ᇣǽඨ

1 部屋に入らない。

ガス警報器が、マイコンメータをしゃ断するときは①ガスもれ

2 ガスメータ近くのメータガス栓を閉める。
メータガス栓を開けるときは販売店にご連絡ください。

販売店へ連絡してください。
お ね が いたびたび警報音が鳴るときは、
ガス機器の点検を受けてください。

販売店へ
連絡する。

※ マイコンメータと接続している場合は、警報音が鳴ってから約25 〜35秒後にマイコンメータがガスをしゃ断します。
所定の復帰操作を行ってください。

4 ガスもれの原因を点検する。

赤ランプが点灯し「ウーウーピッピッピッピッ ガスがもれていませんか」が鳴ります。
→ 約25 〜 35秒鳴動すると、マイコンメータにしゃ断信号を送ります。
②ガスしゃ断 マイコンメータがガスをしゃ断すると赤ランプが点滅し「ウーウーピッピッピッピッ ガスがもれていませんか ガスをメータで止めました」
が鳴ります。
※ 警報停止スイッチを押すと、約1分間警報音が停止し「ピッピッ
ガスをメータで止めました」
が鳴ります。
ガスがなくなれば赤ランプが消灯し「ピッピッ ガスをメータで止めました」
が鳴ります。
（マイコンメータからしゃ断信号を受信するたびに鳴動を繰り返し
ます）
③復帰動作
マイコンメータの復帰操作を行うと「ピッピッピッ 安全を確認中
です しばらくお待ちください」
が鳴ります。
※ 復帰安全確認中に、器具のガスもれ（ガス栓の閉め忘れなど）がある場合、再びガスをしゃ断します。
※ 復帰安全確認時間は約1分間です。
④復帰完了
ガスが使えるようになると「ピー ガスが使えます」
が鳴ります。

マイコンメータのしゃ断信号を受けたときは①しゃ断予告緑ランプ・赤ランプが交互点滅し「ピッ ガスを長く使っていませ
んか」が鳴ります。
（5秒〜 20秒間隔、ガスの使用量によって異なります）→ガスを使い続けると、マイコンメータがガスをしゃ断します。
②ガスしゃ断 マイコンメータがガスをしゃ断すると緑ランプの点灯に変わり「ピッピッ ガスをメータで止めました」
が鳴ります。
（マイコンメータからしゃ断信号を受信するたびに鳴動を繰り返します）→上記③④のマイコンメータ復帰操作を行うと、ガスが使えます。

無線装置とマイコンメータとの配線が切れたときは警報器の緑（電源）ランプと赤（警報）ランプが交互点滅し、「ピッピッピッメータと無線機の配線を確認してください」
が鳴ります。
その後、約50秒おきに音声が鳴ります。
※ マイコンメータとの接続が切れてから約24時間後に表示します。
※ 警報停止スイッチを押すと音声のみ約36時間停止します。

警報器の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。
警報の遅れの原因となります。
ᇣǽඨ

警報器の緑
（電源）
ランプが高速点滅します。
そのとき、「ピッピッピッ メータ側の無線機の電波が受信できません」
が鳴ります。
その後に約50秒おきに
「ピッピッ
ピッ」
音が鳴ります。
警報停止スイッチを押すと、上記通信エラーメッ
セージを1回お知らせします。
以降「ピッピッピッ」音は停止します。

7

8

9

10

緑ランプ
高速点滅

過去10日間に警報器が動作したかどうかを確認することができます。
警報停止スイッチを約1秒間押すと、過去10日以内で最後に行った警報器の動作を、
下表のランプ表示でお知らせします。
※ 電源を投入してから約25分以内に起こった警報器の動作の履歴は表示しません。
ランプ
緑
（電源）

赤
（警報）

ガス警報

消灯

1秒点灯

故障警報

消灯

1秒間に2回点滅

マイコンメータのしゃ断予告信号を表示

1秒間に1回点滅

消灯

マイコンメータのしゃ断信号を表示

1秒間に2回点滅

消灯

マイコンメータの復帰安全確認中信号を表示

1秒間に3回点滅

消灯

マイコンメータのガス使用許可信号を表示

1秒点灯

消灯

マイコンメータとの誤配線信号を表示

1秒に1回緑・赤の交互点滅

59. 異常がないのに警報音が鳴ったり、赤（警報）ランプが点灯したときの処置のしかたガス以外の空気の汚れで、警報音が鳴ったときは〈警報音を止めたいとき〉警報停止スイッチを押すと、● ガス警報の警報音は1回だけ1分間止めることができます。
※ 警報器周囲のガスが規定濃度以下になっていない場合、停止時間経過後に再び警報音を発します。

1 ドアや窓を開け、しばらく換気を続ける。

2 警報器周囲の空気の汚れがなくなると、ランプの点灯や警報音が止まる。

警報音が鳴った原因について
お ね が いガスもれではなく、空気の汚れなどにより、赤（警報）ランプが点灯したり、警報音声が鳴る場合がありますが、すぐに鳴りやみますので警報器の電源プラグは抜かないでください。
● スプレー式殺虫剤やヘアスプレーなどを、警報器にかけていませんか。
● 芳香剤・香油（アロマオイル）などの濃いガスが警報器にかかっていま
せんか。
● 溶剤、
シンナー、
ベンジンなどを大量に使用していませんか。
● フローリングのワックス、溶剤を含む接着剤を使用していませんか。
● 長時間、部屋を閉め切っていませんか。
● みりんや酢などの調味料成分を含んだ蒸気が、警報器に大量にかかっていませんか。
● 可燃性のガスなどを使用していませんか。
● 警報器の通常の電圧範囲はAC100V±10Vです。
それ以外で使用していませんか。

※ マイコンメータと接続している場合は、警報音が鳴ってから約25 〜35秒後にマイコンメータがガスをしゃ断します。
所定の復帰操作を行ってください。

6

緑ランプ
高速点滅

鳴動原因表示機能

過去の警報器の動作

3

原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

警報器の近くでラジオなどを使用しないでください。
ラジオなどにノイズ（雑音）が入ることがあります。
警報器から距離を離してお使いください。

● 電池切れ・交換期限の超過・故障時に警報停止スイッチを押したときの赤（警報）
ランプの点滅は、マイコンメータ遮断用無線装置との無線通信が良好であることを表しています。

♯1 ゆっくり点滅
ランプが消灯から点灯、点灯から消灯へ連続的にゆっくり変化します。

電源プラグを抜かない。

ᇣ ඨ

4. その他の機能

マイコンメータ遮断用無線装置の電池の電圧が低下すると、警報器の緑（電源）ランプが点滅します。
このとき、「ピッ メータ側の無線機が電池切れです」と１回お知らせします。
その後に約50秒おきに「ピッ」音でお知らせします。
警報停止スイッチを押すと、赤（警報）
ランプが点滅し「ピッ メータ側の無線機が電池切れです」と１回お知らせします。
以降「ピッ」音は36時間停止します。

警報器の緑（電源）ランプが高速点滅し「ピッピッピッ
警報器故障です」が鳴ります。
その後に約50秒おきに「ピッピッピッ」
音が鳴ります。
警報停止スイッチを押すと、赤（警報）ランプが点滅し「ピッピッピッ 警報器故障です」と1回お知らせします。
以降「ピッピッピッ」
音は36時間停止します。
※ 販売店に連絡してください。

無線通信がエラーになったとき

他の電気製品を予備コンセントに接続する場合は、電気製品の電源スイッチを切ってから電源プラグの抜き差しを行ってください。
॒ȭᚐș
感電のおそれがあります。

処置をしても、警報音が鳴りやまないときはガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケットをはずしてく
ださい。

ウーウー
ピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか【マイコンメータ遮断用無線装置の交換期限が過ぎたとき】

ドアや窓を開けて換気してください。

2 ガス栓や器具栓を閉める。

赤ランプ
点灯

警報器以外の電気製品を同時にご使用になる場合は、警報器のプラグに付属している予備コンセントを使用することができます。

3 ガスがなくなれば、警報音が停止する。

警報器や電源プラグ（予備コンセントを含む）を水につけたり、水をかけたりしないでください。
෩ȿɟᇣඨ 感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。

ᇣǽඨ

1 ドアや窓を開けて換気する。

警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
爆発のおそれがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししたり、予備コンセントを触ったりしないでください。
ȿɟਖ਼ᇣඨ 感電するおそれがあります。

警報器をお手入れするとき以外は、電源プラグを抜かないでくだ
さい。
ガスもれが発生しても警報を発しません。

緑ランプ
点灯

②

2

注意

電源電圧AC100V以外で使用しないでください。
過電圧を加えると過熱し、火災の原因になるおそれがあります。

｢一般的な禁止｣警告ґᜓᇣඨ

5. ご使用方法｢分解厳禁｣

警報器周囲のガスが規定濃度以上になると作動します。

① ガス検知部および点検位置⑦
ガスを検知します。
また点検ガスを注入する部分です。
② 交換期限表示
警報器の交換期限が表示されています。
③緑
（電源）
ランプ
通常は点灯しています。
警報器およびマイコンメータ遮断用無線装置が故障しているときや通信エラーしているときに高速点滅します。
④赤
（警報）
ランプ
ガスを検知すると赤ランプが点灯します。
⑤ 警報停止スイッチ
警報中にスイッチを押すと、警報音を約1分間停止することができます。
⑥ 警報スピーカー
ガスを検知すると警報音が鳴ります。
⑦ 電源プラグ
消費電力が1490W以下の電気製品を接続できる予備コンセント付きです。
コード長さは2.5mです。
⑧ 検定合格証
高圧ガス保安協会の検定に合格した商品であることを証明しています。

ᇣǽඨ

｢水ぬれ禁止｣ガスがもれたときは⑤

注 意 容を示しています。

（06）6308−3155㈹警報⑥

誤った取り扱いをすると「傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される」内

本

電源

⑧

ಖ ド ⪅
Ⓨ ኎ ඖ

● この警報器はプロパンガス、ブタンガスなどの液化石油ガス（以下LPガス）を検知します。
都市ガスをご使用のご家庭には、都市ガス用のガス警報器を設置してください。
● 不完全燃焼および酸素欠乏による中毒防止用ではありません。
● ガスもれの発生を未然に防止する装置ではありません。
ガスもれなどによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● ガス検知部にガスが到達しないときは、警報機能が働きません。
● 本機はマイコンメータ遮断用無線装置（RM-691）を使用して、マイコンメータなど外部機器と必ず連動してください。
本機を単体で使用した際は、通信エラー表示が出ます。

④①

㆙ሗჾᮏయ䛻⾲♧䛥䜜䛯஺᥮ᮇ㝈䛾ᮇ㝈ෆ䚹ಖド䛿ᶵჾᮏయ䜢ᑐ㇟䛸䛧䜎䛩䚹ᶵჾᮏయ௨እ䛻⏕䛨䛯ᦆᐖ䛿䚸ᮏಖド᭩䛻ᐃ䜑䜙䜜䛯ಖド䛾ᑐ㇟䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹ྲྀᢅㄝ᫂᭩䛻ᇶ䛵䛟ṇᖖ䛺౑⏝≧ែ䛷〇㐀ୖ䛾㈐௵䛻䜘䜛ᨾ㞀䛾ሙྜ䛿↓ൾ䛷஺᥮䛧䜎䛩䚹௨ୗ䛾ಖド䛾㐺⏝㝖እ㡯┠䛻グ㍕䛧䛶䛒䜛஦㡯䛾ሙྜ䚹㆙ሗჾ䛾␗ᖖ➼䛾䛚⏦䛧ฟ䛜䛒䜚䜎䛧䛯㝿䛻ḟ䛾ಖᏲⅬ᳨䜢䛔䛯䛧䜎䛩䚹
㻔䠍㻕Ⅼ᳨ල䜢౑⏝䛧䛶䛾సື䝔䝇䝖䚹㻔䠎㻕ㄗሗⓎ⏕䛾᭷↓䛾☜ㄆ䠄⫈ྲྀ䛻䜘䜛䠅䚹㻔䠏㻕タ⨨ሙᡤ䛾㐺ྰ䛻䛴䛔䛶䛾䝏䜵䝑䜽䚹

ᐇ ᪋ ⪅
㈍ ኎ ⪅
㈍኎ᗑࡣᚲࡎ
グධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸

㹖㹊̾㸴㸷㸯
㸯㸵࣭㸮㸷㸯㸰㸱㸲㸳㸴

このたびは、
ガス警報器(LPガス用)をお買い求め
いただきありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、
正しくお使いください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。
なお、万一、本書を紛失されたときは、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

③

故障しているときは

3. ガス警報機能㹖㹊̾㸴㸷㸯
㸯㸵࣭㸮㸷㸯㸰㸱㸲㸳㸴

型式‫ࡸ׹‬Ӹ

2. 各部のなまえとはたらき

1110. 点検方法

12. 故障かな？と思ったらお手入れの際の警報器の取り付け・取り外し〈取り外しかた〉

日常点検

作動点検
警報器が正常に作動していることを確認するために、付属の点検ガス採取器による点検を行ってください。
点検される際は、施工説明の「ガス警報機能の点検」
を確認してください。
お ね が い項目
緑（電源）ランプが点滅している。

取り外す
コード振れ止め
電源コード

緑（電源）ランプが高速点滅している。

2 取付板から警報器を取り外す。

ガスの発生で はないのに、警報音
が鳴る。

❷

❶

〈取り付けかた〉1

警報停止スイッチを操作したとき、「ピッ メー
タ側の、無線機が電池切れです」のメッセージが鳴る。

連動している無線装置の電池が消耗しています。
販売店にご連絡ください。

警報停止スイッチを操作したとき、「ピッピッ
ピッ 警報器故障です」のメッセージが鳴る。

警報器の故障が考えられます。
販売店にご連絡ください。

原因を調べてください。
（「9. 異 常 が な い の に
警 報 音 が 鳴ったり、赤（ 警 報 ）ラン プ が 点 灯したときの処置のしかた」
を参照）

処置をしても警報音が鳴りやまない場合は、警報器の故障が考えられます。
販売店にご連絡ください。

13. 交換期限

取付板に警報器を取り付ける。

● 交換期限を過ぎた警報器は、規定の警報ガス濃度で警報を発しないな
ど誤動作のおそれがありますので、ぜひ新しい警報器とお取り替えください。
交換期限は、警報器本体に表示してあります。
● 警報器の交換期限を過ぎたときは、販売店までご連絡ください。

11. お手入れのしかた
❶

❷

注意

❸

警報器をお手入れするときは、
必ず電源プラグを抜いてください。
感電やけがの原因となります。
॒ȭᚐș
電源プラグにほこりが付着している場合は、ほこりを取り除いて
ください。
॒ȭᚐș
火災の原因となります。

はめ込む

お手入れ
● 警報器の表面が汚れた場合は、水または石けん水で浸した布を、よくしぼってふき取ってください。
取り付ける前に警報器がぬれていないことを確認してください。
● 電源プラグや取り付け面に付着したほこりをふき取ってください。
● ガス検知部に、ほこりやゴミがついていたら取り除いてください。

〈取り付けてはいけない場所について〉
以下の場所には、絶対に警報器を取り付けないでください。
● 振動、衝撃の激しいところ。
誤作動や故障の原因になります。
● 温度が−10℃以下または 40℃以上になるところ。
誤作動や故障の原因になります。
● カーテンウォールなどで仕切られているところ。
警報が遅れる原因になります。
● 給排気口、通路ドア付近などの風通しのよいところ、すきま風の入るところ。
警報が遅れる原因になります。
● 台所設備などでさえぎられるところ。
警報が遅れる原因になります。
● 浴室内、水のかかる場所、水滴がつく場所、結露する場所。
感電や電気的故障の原因になります。
● 屋外。
屋内専用です。
● 警報器に器物や煮こぼれ、水、油などが落ちるところ。
誤作動や故障の原因になります。
● 使用時しか電源を入れないところ（ビルなどの湯沸室で夜間電源を切るところ）。
警報器としての機能を果たしません。

13

3-1 警報器を取り付ける前に注意● 警報器の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。
警報が遅れる原因になります。
● 取付位置の材質・強度を確認し、土壁や強度の弱い合板には取り付けないでください。
● ピンを指に刺さないように、取り扱いには十分注意してください。
取付強度を保持するため、ピンは根元まで確実に打ち込んでください。
万一、ピンがゆるんだ場合は、取付位置をずらしてピンを付け直してください。

赤
（警報）
ランプ点灯
音声合成音

応答時間

30秒以内

外部出力信号

無線信号
出力信号遅延時間約25 〜 35秒

警報音量

70dB
（A）
/m以上

電源

AC100V±10％ 50/60Hz

消費電力、
定格

監視時約0.7Ｗ、警報時約1.1W

使用温度範囲

−10℃〜＋40℃（結露しないこと）

寸法

幅85×高さ67×奥行き30mm（突起部を除く）

質量

約205g

電源コード

長さ2.5m予備コンセント付プラグ

付属品

取付板×1、
木ねじ（φ3.1×10mm）
×4、
ピン×4、
両面テープ×2、
コード振れ止め×2
取扱説明書（施工説明・保証書付）、
点検ガス採取器
警告表示「警報器が鳴ったら」
ステッカー

無線

特定小電力無線(規格：ARIB STD-T108、920MHz帯)

汚れをふき取る注意● 警報器を取り付ける際には、電源プラグをコンセントから抜いて、作業を行ってください。
感電・故障・誤動作の原因となります。
● 電気設備技術基準および内線規程により、電源コードはステップ
ルや釘などで固定しないでください。
● 電源コードの上に重いものを置かないでください。
● 既存の金属製の取付板には取り付けないでください。
無線通信に不具合が発生するおそれがあります。

強く
押しつける

はくり紙
をはがす

【接着だけで取り付けできない場合】木ねじを使用して固定する。

木ねじ(10mm)③ 電源コードをコード振れ止めにはめ込む。

④ 警報器を取付板に取り付ける。

● 取付位置は、P.17「2-3 取付位置の確認」の正しい取付位置を守った上で、電源コードの距離・取付板に警報器を引っ掛けるための隙間などを確認して決定してください。
● 壁面または台所設備の端より、警報器左端を 1cm 以上離して取り付けてください。
警報の遅れの原因になります。

〈木質壁・コンクリート壁の場合〉取付板を付属の固定ピン（左右4 ヶ所）で壁面に打ち込んで、
固定する。

19

警告
注意

木ねじ

警告
● 分解や改造はしないでください。
故障の原因となります。
● 警報器を落下させるなど、衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

必ずマイコンメータ遮断用無線装置の電源が入っていることを確認してください。
① 警報器の電源プラグをコンセントに差し込む。
緑（電源）ランプがマイコンメータ
遮断用無線装置と無線通信確立まで
最大２分間ゆっくり点滅※ 1 します。
※ 1：交換期限お知らせ機能を解除
している場合は点滅します。
両面テープ
緑ランプ
点滅→点灯

② 約 30 秒後に「警報器正常です 電波が受信できています」と鳴り、緑（電源）ランプが点灯し、警報器の監視状態に入ります。
※ マイコンメータ遮断用無線装置と無線通信確立できなかった場合は緑（電源）ランプが高速点滅し、「ピッピッピッ メータ側の無線機の電波が受信できません」と鳴ります。
※ 警報器が故障の場合は緑（電源）ランプが高速点滅し、「ピッピッピッ
警報器故障です」が鳴ります。販売店に連絡してください。
20

木ねじ
取扱説明書
（長さ 10 ｍｍ）（施工説明・
…4 本
保証書付）
…1 枚

コード振れ止め…２個

両面テープ…2 枚

点検ガス採取器…1 個

警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー…1 枚

2-2 保証書・警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカーへの記入
保証書の所定の欄に、販売店さまの名称・住所・連絡先を記入してください。
警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカーの所定の欄に、販売店さまの名称と連絡先を記入してください。
警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカーは、お客さまの目につく場
所に貼ってください。

2-3 取付位置の確認
取付位置については、お客さまとよく相談して決めてください。

〈正しい取付位置について〉● ガスもれを検知しようとするガス機器を設置している場所と同一の室内に設置すること。
● ガスもれが滞留しやすい位置、電源ランプの確認しやすい位置、容易に点検できる場所へ取付けること。
● 床面から 30cm 以内の高さで、ガス器具や元栓（ガス栓）の最も遠いところより水平距離で 4m 以内の場所へ取り付けてください。

4m 以内

30cm
以内
警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー
目につく場所に貼る。

16174-2 無線通信確認③ 容器の圧縮をゆっくり（約 3 秒程度）ゆるめ、炎の中からガス成分を吸引する。

5 交換期限お知らせ機能を解除する場合

下記の要領でマイコンメータ遮断用無線装置との通信状態を確認する
ことができます。

④ 採取管の先端部分の温度が下がるまで（約 30 秒程度）待った後、点検口にゆっくり（約 3 秒程度）ガスを注入する。

出荷時、交換期限お知らせ機能が働いています（警報器の交換期限を過ぎたことをランプの緑色の点滅でお知らせする機能です）。
機能を解除する場合は、警報停止スイッチを押しながら電源プラグをコンセントに差し込んでください。
ランプが緑色に速く点滅し、約 30 秒後に点灯に変わり、警報器は監視状態に入ります。
※ 機能有りに戻す場合は、同じ手順を繰り返してください。機能の変
更（有り・無し）は何度でも可能です。

②「警報器正常です 電波が受信できています」が鳴り、その後に電波の強度に応じて下記の３種
類の音が鳴ります。
【電波強度】
電波強度（強）：「ピーピーピー」
電波強度（中）：「ピーピー」
電波強度（弱）：「ピー」※ 電波強度（中）（弱）ですと条件によっては通信エラーを起こす
場合がありますので、電波強度（強）で使用してください。
※ 通信エラーの場合は「ピッピッピッ メータ側の無線機の電波が受信できません」が鳴ります。
通信状態が良好になるよう警報器またはマイコンメータ遮断用
無線装置を移動してください。

準備いただくもの：点検ガス採取器（付属品）、ガスコンロまたはガスライター（市販品）

注意

注意

石膏ボード
ピン…4 本ガス栓【ガス採取方法】

取付板の裏側に貼り付ける作業を誤った場合に、取付作業者および使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
作業を誤った場合に、取付作業者および使用者が傷害を負う場合または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

● 警報器に耳を近づけて、警報音を聞かないでください。
聴力障害などの原因になります。
● 正しい取付位置に取り付けてください。
取り付けてはいけない場所に取り付けると、警報の遅れ、誤動作、故障の原因になります。

4-3 ガス警報機能の点検

おねがい

4-1 初期動作の点検

固定ピン● 警報器の取り付けは、この施工説明に従って指定された取り付けを行ってください。
● 取り付け終了後に、必ず動作確認を行ってください。
● 取り付け終了後に、P.23「6-1 警報器の説明」P.23「6-2 お客さまへの周知事項」について、必ずお客さまに説明してください。
● 取り付け前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、下記の表示で区分して
います。

注意

❸

4 取り付け後の点検

取付板〈タイル壁など木ねじが使用できない壁の場合〉
1）取付位置のゴミや水気、油気などをふき取る。
2）両面テープの片面のはくり
紙をはがして取付板の裏側に貼る。
3）取付板に貼った両面テープの、もう片方のはくり紙をはがして壁面に貼る。

❷

余った電源コードは、ガス検知の妨げにならないよう、警報器のガス検知部から離して置いてください。

1cm 以上離す

取 付 板 を 付 属 の 木 ね じ（ 長 さ10mm、2 本 ） で 壁 面 に 固 定する。
※ コ ン ク リ ー ト 壁 の 場 合 は、
市販のカールプラグを打ち込んで木ねじを使用してください。

❶

取付板…1 個① 警 報 停 止 ス イ ッ チ を １ 秒 間 押 す と 緑（ 電 源 ）ランプが点滅し「ピッ」と鳴ります。

電源コードをはめ込む

おねがい

梱包部品の種類と個数を確認してください。

お願いとご注意15② コード振れ止めを壁面に固定する。

3-2 警報器の取り付け〈石膏ボード壁の場合〉

18

表示・
発報方式

14

① 取付板を取り付ける。

3 取り付けかた＊爆発下限界濃度の1/100以上1/4以下● 警報器に異常がある場合は、修理を依頼される前に「12．
故障かな？と思ったら」の項目、処置をご確認ください。
処置をしても異常がある場合は販売店に連絡してください。
● 添付の保証書に基づき、保証期間は警報器本体に表示された交換期限の期限内となります。
万一異常が生じた場合は、速やかにお買い求めの販売店に連絡し保証書をご提示ください。
保証書の記載内容に基づき、販売店が点検または交換いたします。
● アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、販売店に連絡
してください。
● 引っ越しをされるときは、販売店に連絡してください。

電源コード

12

ガス警報

熱線型半導体式
作動条件

15. アフターサービス

コード振れ止め● お手入れするときは、警報器の内部に水が入らないように注意してください。
● アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、
ベンジン、
シンナー、
アルコールなどを使うと、警報器本体の表面を傷めることがありますので使用しないでください。
● 中性洗剤などを使ったときは、警報器本体の表面に傷がついたり、しばらくランプが点灯したり、警報音が鳴りやまないことがあります。

検知方式

施工される方へのお願いとご注意

1

LPガス

本警報器の廃棄の際は、産業廃棄物として法令に従って廃棄してください。

確認
警報器が確実に固定されていることを確認してください。

お ね が い対象ガス

施工前の確認

2-1 梱包部品の確認

仕様＊ 爆発下限界
爆発は、空気に対するガスの割合がある範囲になったときに起こる可能性があります。
その範囲を爆発限界といって、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

14. 廃棄について

2 電源コードをコード振れ止めにはめ込む。

2

施工説明【施工される方へ】

こう処置してください

共通仕様● 点検ガス採取器は、お子さまの手の届かない場所で保管してください。
● ガスを注入しても警報音が鳴らないときは、「15.アフターサービ
ス」
をお読みください。
● 点検ガスをかけ続けないでください。
警報音が鳴りやまなくなることがあります。

1 電源コードをコード振れ止めから取り外す。

ここを確認して警報機能● 日常点検は、ランプが緑色に点灯していることを確認してください。
ランプが点灯していないと、ガスもれが発生しても警報を発しません。
● 1ケ月に1度、警報停止スイッチを押してマイコンメータ遮断用無線装
置との無線通信の状態を確認してください。
ご不明の場合は、販売店に連絡してください。

こんなときは

16. 仕様● 付属の点検ガス採取器以外は、絶対に使用しないでください。
● 採取したガスを体内に吸引しないようご注意ください。
吸引しますと、中毒症状を起こす場合があります。
● 採取したガスは、ガス警報機能の点検以外には使用しないでください。
● ガスを採取した直後の採取管は、採取管
絶対に触らないでください。
採取管を長時間加熱しないでくだ
さい。
やけどをしたり、ガス採取器が破 やけどに注意
損するおそれがあります。
● アルコールを主成分とした点検ガスおよびライター式の点検ガス（生ガス）は、使用しないでください。
センサ異常またはセンサ故障の原因になります。
① ガスコンロまたはガスライター（市販品）などを点火し、炎の高 さ を 約 5cm に 調節する。
② 点検ガス採取器の容器部分を十分圧縮して、採取管の先端を炎の内炎部（青い部分）に持っていく。

外炎（赤い炎部分）
内炎（青い炎部分）
炎の高さは5cm 程度に調節

21

警報停止スイッチを押しながら電源プラグを差し込む

緑ランプ
速く点滅

点検ガス採取器の先端を点検口の中に差し込まないでください。
故障の原因となります。
⑤ 赤（警報）ランプが点灯して警報音が鳴れば、正常です。
※ ガスを注入しても、警報を発しない場合は、もう一度同じ作業を行ってください。
それでも警報を発しない場
合は、警報器の故障が考えられますので、別の警報器とお取り替えください。

緑ランプ
点灯

6 お客さまへの説明について
お客さま立ち会いのもとでの点検が終わったら、必ずお客さまに以下の説明を行い、ご理解を得てください。

ウーウー
ピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか

6-1 警報器の説明

4-4 簡単点検機能でのマイコンメータとの連動確認① 電源プラグをコンセントに差し込んだ後、警報停止スイッチを押すと「ピッ」と鳴り、緑（電源）ランプが点滅を開始、そのまま 3
秒間押し続けてください。
「ピッピッ」と開始音が鳴ります。
② 警報停止スイッチを離すと以下のように作動します。
ランプ

音声内容

緑（電源）

赤（警報）

1

ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか

点滅

点灯

2

なし

点灯

消灯

③ 警報音が鳴りやんだ後、P.21「4-3 ガス警報機能の点検」を行ってください。
⑤ 約 10 秒後に、マイコンメータがガスをしゃ断します。
※ 接続されているマイコンメータが集中監視を行っている場合、集中監視元まで警報があがりますのでご注意ください。
※ 電源プラグをコンセントに差し込んで約 4 分 30 秒以降は、ガス警報が鳴ってから約 25 〜 35 秒後に、警報器がしゃ断信号
を出力します（通常動作）。
22

点滅したら
手を離す

赤ランプ
点灯

電源プラグをコンセントに差し込んでから約 4 分 30 秒間は、簡単点検機能が働いています。マイコンメータにしゃ断信号を即時で出力するため、連動確認が容易に行えます。

動作順

約30秒後
緑ランプ点灯+注意④ 警報音が鳴り、即時にマイコンメータにしゃ断信号を出力します。

ガス採取器
ガスライター

点検口
ゆっくりガスを注入① 警報動作および点検結果の説明。
② 取扱説明書を必ず読んでいただくことのお願い。
③ 取扱説明書の保管のお願い。
④ 取扱説明書に基づく主要な機能の説明と確認。
1. ガス警報の内容（赤（警報）ランプ点灯、警報音の確認）と、警報時にとるべき処置の説明。
2. 部屋の外にいて、警報に気づいたときにとるべき処置の説明。
3. マイコンメータ連動機能の説明。
4. 誤報が発生する原因と処置の説明。
5. 異常発生時（故障、電池切れ）の内容（緑（電源）ランプ点滅と音声合成音の確認）と処置の説明。
6. 警報停止スイッチの説明。
●機器故障音声機能●電池切れ音声機能●交換期限切れ音声機能●通信エラー音声機能

6-2 お客さまへの周知事項① 警報器の交換期限のお知らせ（本体に表示）。
② 保証書を必ず読んで内容を理解した上で取り扱うこと。
③ 警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカーに記載の緊急連絡先のお知らせ。
④ 警報器の移設禁止（移設依頼時の連絡先）。
⑤ 警報器の分解禁止。
⑥ 引っ越し時の処置。
⑦ 故障・異常時の連絡先。

23