超音波ホモジナイザー
Sonics Ultrasonic Processor＊細胞、組織の破砕＊大腸菌の破砕（溶菌に）＊ナノ粒子(カーボンナノチューブ）の分散＊有機合成での原料粉末の微細化＊染料・顔料の分散
Handy Type
Liqid Processors

VCX-130 & VCX-130PB

VC-50

VC-505 & VCX-500/750

VCX-1500HV
VCX-1500

VCX-2500

High Intensity
Liqid Processors

ホモジナイザー選定ガイド

プローブが液体中で超音波振動すると無数の真空の泡を発生させます。その泡が弾ける時の激しい圧力波によって液体に含まれる粒子を破砕します。この効果をキャビテーションと言いナノレベルまで微細化できます。

ジェネレーターに入った粒子は高速で回転する内刃に破砕されます。さらに小さくなった粒子は内刃と外刃の隙間ですり潰されてさらに微細化均質化します。この効果を剪断力といサブミクロンまで微細化できます。

■ CONTENTS ■ホモジナイザー選定ガイド

超音波ホモジナイザー VC-50PB

超音波ホモジナイザー VCX-130,VCX-130PB

VCX-130/VCX130PB 用アクセサリー

超音波ホモジナイザー VCX-505,VCX500/750

VCX505,VCX500/750 用アクセサリー

超音波ホモジナイザー VCX1500/2500,VCX1500HV/1500HV2

微小ビーズとサンプルを高速で攪拌し粒子をビーズに激しく衝突させる事でその衝撃と摺り作用で破砕します。粒子にあわせた大きさのビーズ選択が必要になります。

VC-50超音波ホモジナイザー
微量サンプル用に特化した低出力モデル
こんな方にお薦め !

処理量の目安：150μL ～ 50mL

少量サンプルを短時間処理する方＊クランプとサポートスタンドは別売です。

【仕 様】【処理量目安】・最大出力：50Ｗ
・標準プローブ：3mm
・本体サイズ：W203×D180×H150mm

・2mm プローブ：150μL ～ 5mL
・3mm プローブ：250μL ～ 10mL( 標準付属）・6mm プローブ：10mL ～ 50mL品

カ タ ロ グ NO.

VC-50

名

超音波ホモジナイザー

VC-50830-00109

サポートスタンド830-00118

低出力用クランプ（32mmφコンバーター用）

ハンディータイプ

VC-50 用オプションプローブ
低出力タイプの VC-50 用のプローブで 6mmφまでのステップ型プローブが接続できます。サンプルの量や容器に合わせてプローブを選択して下さい。
（ VC-50 には標準で 3mmφプローブが付属します。
）

形

カ タ ロ グ NO.
10mm

36mm

状
44mm

6mm

44mm

44mm

45mm

135μ m150μ L ～5mL

3mm

160μ m250μ L ～

10mL

6mm

114μ m

10m L ～

48mm

3mm

6mm

69mm

630-0435
16mm

2mm

処 理 量2mm

3mm

630-0422
13mm

最 大 振 幅26mm

630-0423
12mm

先 端 径6mm

350mL

VCX-130PB, VCX-130
超音波ホモジナイザー
処理量の目安：150μL ～ 100mL
VCX-130

VCX-130PB
プッシュボタン

VCX-130PB

カタログNO.

VCX-130

出力 :130W

出力 :130W

サイズ :115H×250W×320D(mm) , 重量 :3kg

パワーサプライ周波数 20kHz

コンバーター
標準プローブ, 電源 100V 50/60Hz

コンバーター CV188(PZT タイプ ) プッシュボタン付き

コンバーター CV18(PZT タイプ )サイズ :32mmφ×146mm , 重量 :340g , ケーブル長 :1.5m

タイプ：630-0422（プローブ径 3mm）
プローブ径 3mm , 長さ :137mm , 材質 : チタン合金 (TI-6AL-4V)

タイプ：630-0435（プローブ径 6mm）
プローブ径 6mm , 長さ :113mm , 材質 : チタン合金 (TI-6AL-4V)

マイコン制御 , 振幅を 1% 単位でデジタル設定 , オートチューニング
ワットメーター : 処理中の電力とエネルギーをリアルタイム表示

特徴ー

タイマー :1 秒～ 9 時間 59 分 59 秒 , 連続ー

パルサー : オン / オフのサイクルを 1 ～ 59 秒で設定可能
フットスイッチコネクター有りー※ フットスイッチはオプションになります。

4

VCX130/VCX130PB 用アクセサリー ( 低出力用）
ステップ型プローブ
低出力タイプの VCX-130,VCX-130PB 用のプローブです。SONICS 社の旧モデル (VC-50,VC-50T,VC-70,VC-100) にも使用可能です。
サンプルの量や容器に合わせてプローブ径を選択して下さい。

形カ タ ロ グ NO.
10mm

状36mm

44mm

26mm

6mm

3mm

2mm

先 端 径

最 大 振 幅処 理 量2mm

135μ m150μ L ～ 5mL

3mm

170μ m250μ L ～ 10mL6mm

120μ m

10m L ～ 50mL

12mm

45μ m

50m L ～ 150mL

630-0423
12mm

44mm

45mm

48mm

630-0422
3mm

6mm
13mm
44mm

69mm

630-0435
6mm

16mm
64mm

65mm

630-0504
12mm

16mm

低出力用クランプ

フットスイッチ

サポートスタンド

フットスイッチを接続する と ON/OFF を足で操作できます。

VCX-130 などの 32mmφのコンバーターが取り付けられます。スタンドは 13mmφのロッド 13mmφ支柱のサポートスタンドです。
サンプル容器を置きやすいようにに接続可能です。
ベースはフラットになっています。
ロッドサイズ :13mmφ×609mm
ベースサイズ :140mm×229mm

カタログNO.
830-00118

カタログNO.

品名

830-00004

フットスイッチ

品名
低出力用クランプ

カタログNO.

品名

830-00109

サポートスタンド

低出力用消音ボックス
サポートスタンド &低出力用クランプ
サポートスタンドと低出力用クランプのセットです。

消音ボックスにはサポートスタンドとクランプが付属しています。
外寸 (W)305mm×(D)305mm×(H)508mm
内寸 (W)280mm×(D)280mm×(H)470mm

カタログNO.

品名

カタログNO.

品名

830-0460

サポートスタンド & 低出力用クランプ

830-00451
5低出力用消音ボックス

低出力タイプ用アクセサリー

VCX-130 などの低出力用の 8 連プローブです。カプラーに3mm×17mm のミニマイクロチップが 8 本付いており、それぞれの処理量は 250μL ～ 2mL です。( チップ間隔は 9mm)

カタログNO.

品名

630-0602

8 連エレメントプローブ

VCX-130 などの低出力用の連続フローセルです 。
1 時間あたり 15Ｌの処理が可能です。
流出口 ; 接続可能ホース内径 13mm

カタログNO.

品名

630-0566

低出力用フローセル

VCX-130 用のマイクロカップホーンです 。
サンプルを密閉するためコンタミ防止や毒性 、病原性などのサンプル処理に有用です 。

ホーン径 :20mm
カップ内径 :38mm
流入口 ; 接続可能ホース内径 10mm
流出口 ; 接続可能ホース内径 13mm

カタログNO.

品名

630-0608

マイクロカップホーン

超音波処理されたサンプルが循環し、処理効果と冷却効果を高めるループが付いたクーリング
セルです。クーリングセルをクラッシュアイスで冷却しながら使用します。

サンプル容器に一定温度の水を流す事ができます。温度コントロールが必要なサンプルに有用です。

カタログNO.

品名

容量830-00009

クーリングセル10mL

830-00010

クーリングセル

100mL

6

カタログNO.

品名

容量830-00003

ロゼットクーリングセル

30mL

830-00001

ロゼットクーリングセル

300mL

VC-505, VCX-500, VCX-750
超音波ホモジナイザー
処理量の目安：150μL ～ 1000mL

VC-505

VCX-500/750

VC-505

VCX-500

VCX-750

出力 :500W

出力 :500W

出力 :750W

カタログNO.
パワーサプライ

サイズ :230H×204W×390D(mm) , 重量 :6.5kg

コンバーターコンバーター CV334( タイプ :PZT , サイズ :63.5mmφ×183mm , 重量 :900g , ケーブル長 :1.8m)

標準プローブ

タイプ：630-0220( プローブ径 13mm , 長さ :136mm , 重量 :340g , 材質 : チタン合金 (TI-6AL-4V)

周波数 20kHz, 電源 100V 50/60Hz

マイコン制御 , 振幅を 1% 単位でデジタル設定 , オートチューニング
ワットメーター : 処理中の電力とエネルギーをリアルタイム表示
タイマー :1 秒～ 9 時間 59 分 59 秒 , 連続特徴

パルサー : オン / オフのサイクルを 1 ～ 59 秒で設定可能
ープログラム :10 プログラムメモリー機能ー

温度コントロール : 温度プローブにより発振を自動制御
エネルギー処理 : ジュール設定で処理が可能ー※ 温度プローブはオプションになります。

7

高出力タイプ用アクセサリー
超音波ホモジナイザーのプローブは高品質のチタン合金で出来ており、磨耗したら交換が必要になります。プローブ先端の太さによって処理量が異なるため、サンプル量と使用する容器の形状に合せてプローブを選択してください。それぞれのプ
ローブの処理量は掲載ページをご参照ください。またプローブの接続方法は必ず下の図に従って工具を使って接続してください。間違って接続するとプローブが折れるのでご注意ください。なお、他社メーカーのプローブは使用できません。

8NO.

品 名カタロ グ NO.

①

コンバーター

CV00334②

カップホーン

630-0431③

デユアルカプラー

630-0562④19mm ソリッド型プローブ

630-0208④19mm タップ型プローブ

630-0207⑤タップ型長尺プローブ

630-0218⑤ソリッド型長尺プローブ

630-0217⑥13mm 交換チップ

630-0406⑦ ソリッド型ハイゲインプローブ

630-0306⑦タップ型ハイゲインプローブ

630-0310⑧タップ型プローブ

P8 参照⑨13mm エクステンダー

630-0410⑨19mm エクステンダー

630-0409⑨25mm エクステンダー

630-0444⑩13mm 交換チップ

630-0406⑩19mm 交換チップ

630-0407⑩25mm 交換チップ

630-0408⑪3mm テーパーマイクロチップ

630-0418⑪5mm テーパーマイクロチップ

630-0419⑪6mm テーパーマイクロチップ

630-0420⑫

カプラー

630-0421⑬2mm ステップマイクロチップ

630-0423⑬3mm ステップマイクロチップ

630-0422⑬6mm ステップマイクロチップ

630-0435⑭ブースターBHNVC21⑮19mm タップ型プローブ

630-0207⑮25mm タップ型プローブ

630-0210⑮19mm ソリッド型プローブ

630-0208⑮25mm ソリッド型プローブ

630-0209⑯マルチエレメントプローブ

P14 参照高出力タイプ用アクセサリー
プローブ

交換チップ

SONICS 社の高出力タイプ用のプローブです。タップ型プローブは交換チップタイプで磨耗しても先端だけ交換できるため、ランニングコストを抑えられますが、水溶性サンプル専用になります。
有機溶媒や低表面張力溶液を使用する場合はソリッド型プローブを使用してください。

タップ型プローブの先端に接続する交換チップです。
有機溶媒や低表面張力溶液のサンプルには使用できません。

カタログNO.

先端径

630-022013mm

630-0219

13mm

630-020719mm

630-020819mm

630-021025mm

630-020925mmタイプ
タップ型
ソリ
ッド型
タップ型
ソリ
ッド型
タップ型
ソリ
ッド型

最大振幅

処理量目安

114μm

10 ～ 250mL

114μm

10 ～ 250mL

58μm

25 ～ 500mL

58μm

25 ～ 500mL

35μm

50 ～ 1000mL

35μm

50 ～ 1000mL

カタログNO.

品名

径630-0406

交換チップ

13mm

630-0407

交換チップ

19mm

630-0408

交換チップ

25mm

エクステンダー
タップ型プローブに取り付けてプローブの全長を長くします。

テーパーマイクロチップ

カタログNO.

品名

長さ径

高出力タイプの超音波ホモジナイザーで少量サンプルを処理する場合、このテーパーマイクロチップをタップ型プローブの先端に接続します。

630-0410

エクステンダー

127mm

13mm

630-0409

エクステンダー

127mm

19mm

630-0444

エクステンダー

127mm

25mm

ハイゲインプローブ
カタログNO.

先端径

最大振幅（設定可能Amp. ）

処理量目安

標準プローブに比べて超音波強度がおよ そ 2 倍高いプローブです。

630-0418

3mm

160μm (40%)

1 ～ 15mL

630-04195mm

212μm (65%)

3 ～ 20mL

630-04206mm

180μm (75%)

10 ～ 50mL

ステップマイクロチップ
高出力タイプで少量を処理する場合はステップマイクロチップの前にカプラーを取り付けます 。

＋
ステップマイクロチップ

カプラー

品名

カタログNO.

最大振幅（設定可能Amp. ）処理量目安

カタログNO.

先端径

630-0306

19mm

630-0310

25mm

タイプ
ソリ
ッド型
ソリ
ッド型

最大振幅

処理量目安

120μm

50 ～ 500mL

70μm

100 ～ 1000mL

デュアルプローブ

630-0421

カプラー

630-0423

ステップマイクロチップ2mm

89μm (40%)

0.15 ～ 5mL

630-0422

ステップマイクロチップ3mm

105μm (40%)

0.25 ～ 10mL

630-0435

ステップマイクロチップ6mm

75μm (40%)

10 ～ 50mL

デュアルプローブは 1 台の本体で処理量 25 ～ 500mL の19mm プローブを 2 本同時に振動させるプローブです。
プローブのセンター間の距離は 114mm です。

ブースター
プローブの前に接続し振幅 を 2 倍にします。
19mmΦと 25mmΦのプローブに使用できます。
13mmΦプローブには使用できませんのでご注意ください 。

カタログNO.

カタログNO.

品名

長さ

BHN294T21

ブースター129mm

9

品名

入数

630-0525

デュアルプローブ

630-0423

デュアルカプラー

1630-0422

19mm ソリッド型プローブ

1

高出力タイプ用アクセサリー
高出力用クランプ

温度プローブ

高出力用消音ボックス

高出力タイプに使用してい る 64mm
コンバーター用のクランプです 。

VCX タイプに接続し設定温度で発振をコントロールします。

高出力用の消音ボックスでクランプとサポートスタンドが付属します 。

外寸 :(W)343mm×(D)330mm×(H)775mm
内寸 :(W)318mm×(D)305mm×(H)737mm

カタログNO.

品名

カタログNO.

830-00116

高出力用クランプ830-00004

品名
温度プローブ

サポートスタンド
13mmφ支柱のサポートスタンドです。
サンプル容器を置きやすいようにベースはフラットになっています 。

ロッドサイズ :13mmφ×609mm
ベースサイズ :140mm×229mm

カタログNO.

品名

830-00427

高出力用消音ボックス

フットスイッチ
フットスイッチを接続すると ON/OFF を足で操作できます。

品名

カタログNO.
830-00109

サポートスタンド

830-0459

サポートスタンド & 高出力用クランプ

連続フローセル

カタログNO.

品名

830-00004

フットスイッチ

サンプルを流しながら 1 時間あたり 30Ｌの処理が可能です。
粘性の高いサンプルには適しません。

最大流入圧 :100psi
最大処理量 :30L/h
接続可能ホース ; 内径 8mm

カタログNO.

品名

630-0651

連続フローセルクーリングセル
サンプル冷却用のクーリングセルです。ロゼット
クーリングセルはサンプルが循環し、処理効果を高めます。

10カタログNO.

品名

容量830-00003

ロゼットクーリングセル

30mL

830-00001

ロゼットクーリングセル

300mL

830-00009

クーリングセル10mL

830-00010

クーリングセル

100mL

高出力タイプ用アクセサリー
高出力用カップホーンカップホーンは水を介して間接的に処理するためサンプルを密閉状態で処理する事が可能でやコンタミ防止に有用です 。
ただし、間接処理のため処理時間が 4 倍長くなります。

ホーン径 :70mm
カップ内径 :140mm
流入口 ; 接続可能ホース内径 8mm
流出口 ; 接続可能ホース内径 8mm

カタロ
グNO.

品名

630-0731

高出力用カップホーン

830-00247

1.5mL PS チューブ用ホルダー

830-00248

1.5mL PP チューブ用ホルダー

830-00245

0.5mL PCR チューブ用ホルダー

529-0029

15mL コニカルチューブ用ブリッジホルダー

529-0030

50mL コニカルチューブ用ブリッジホルダー

VCX-500＆カップホーンセット
超音波ホモジナイザー VCX-500 に高強度カップホーン、消音ボックス、チラー、コンバーター冷却用ポンプをセットにしたパッケージです。カップホーンは水を介して処理するため処理時間 が 4 倍長くなります。

【VCX-500】【消音ボックス】 ( # 830-00427 )【チラー】( # 830-00905 )【コンバーター冷却用ポンプ】 ( # KP-6035S )

カタロ
グNO.

11

品名

VCX500CCE

VCX500& カップホーンセット

309-4911

チューブ＆コネクターセット

高出力タイプ用アクセサリー
マルチエレメントプローブ
マルチエレメントプローブは多サンプルを同時に処理するプローブです。多連になるとカプラー部分が大きくなりプローブが重くなるので、ラボジャックを使ってサンプル容器を持ち上げてセッティングします。ま た 24 連のマルチエレメントプローブで 96 ウェルのディープウェルプレートを処理する場合などは専用のステージを使用すると便利です 。

こんな方にお薦め !
少量多サンプルを処理する方

一度に数種のサンプルを処理する方

タイプ

カタログNO.

先端径

先端ピッチ プローブ長

630-0559

4連

3mm

18mm

630-0586

8連

3mm

18mm

137mm
137mm

630-0699

16 連

3mm

18mm

137mm

630-0579

24 連

3mm

18mm

137mm

プローブ形状ステップ
マイ
クロ
チップ
ス
テップ
マイ
クロ
チップ
ス
テップ
マイ
クロ
チップ
ス
テップ
マイ
クロ
チップ

カタログNO.

品名

630-00660

マルチエレメント用 3mm ステップマイクロチップ

マルチエレメント用サポートアッセンブリー
重いマルチエレメントプローブ用のサポートスタンドです。
プローブを水平にセット出来ます。
ラボジャッキも付属します。

カタログNO.

品名

830-00130

サポートアッセンブリー

処理量(各ウェル）
250μL ～ 10mL
250μL ～ 10mL

250μL ～ 10mL
250μL ～ 10mL

ラボジャッキ重いマルチエレメントプローブはラボラトリー
ジャッキで容器を持ち上げてセッティングしてください。トッププレートサイズ :152mm×127mm

カタログNO.

品名

830-00113

ラボラトリージャッキ

マルチエレメント用ステージ（カスタム品）
マルチエレメントプローブでプレートのサンプルを処理する場合、正確に位置決め出来るステージを使用すると便利です 。

カタログNO.
630-0559SS

12

品名
4 連マルチエレメントプローブ用ステージ

630-0586SS

8 連マルチエレメントプローブ用ステージ

630-0699SS

16 連マルチエレメントプローブ用ステージ

630-0579SS

24 連マルチエレメントプローブ用ステージ

630-0625

大容量フローセル用バンププローブ－630-0697

25mm×254m m プローブ (100μm Amp)

5L

630-0702

38mm×381m m プローブ (100μm Amp)

10L1)* 印はメカニカルスターラーを使用した場合です 。
2）630-063 1 と 630-0702 は VCX-2500 専用プローブです 。

13