FIBER TOOLSOFL100 OTDROPTICAL TIME-DOMAIN
REFLECTOMETERTESTING | TROUBLESHOOTING | ACCURACY

OFL100 OTDR により、次のことが可能になります。
FTTx ネットワークのラストマイルで損失イベントを迅速に特定します。
便利なタッチスクリーンは、直感的な操作方法を提供し、ファイバーの切断、コネクタの汚れや損傷、過度に曲がったファイバーなどの損失イベントの場所を簡単に特定できます。
自動モードを使用すると、テストパラメータを調整せずに測定できます。
エキスパート OTDR モードは、全ての機能をしようでき、測定パラメータを調整して、厳しい障害のトラブルシューティングを可能にします。
結果は、使用者が選択可能な合否分析を備えた従来の OTDR波形または線形マップを使用して表示できます。
全てのイベントは測定と注釈が付けられて保存され、GR196 Telcordia
標準に準拠した業界標準の SOR ファイルとしてエクスポートされます。
SOR ファイルは次のことができます。波形表示プログラムにインポートして分析を実行したり、テスト結果を PDF レポートとして保存できます。

製品の特長：
迅速な検査• ワンボタンで簡単に使用できるテスト機能。
ボタンひとつで測定を開始します。
• 自動テストでは、最適なテスト結果を得るためにテスト パラメータが自動的に設定されます。

正確な測定• 鮮やかなタッチスクリーンは、日中でも読み易くなっています。
• 128,000 のデータポイントにより高精度の結果が得られます。
• 長さとファイバーの欠陥を測定して、欠陥を迅速に特定します。

高い信頼性• • リンク ビューアは、分かりやすい合否形式でファイバー リンク全体に注釈を付けます。
• ケーブルレポートは、署名とファイバー イベントを含むカスタマイズされたレポートを生成します。
• 長寿命バッテリーにより、再充電せずに長時間作業できます - 最大 12 時間使用可能です。

セット内容• ・OFL100• ・USBケーブル• ・ストラップ付き
ソフトケース• ・SC/APC アダプター• ・適合証明書• ・ クイックリガイド• ・ 8GB SDカード

ACCESSORIES:
CAT. NO.

DESCRIPTION

OFL100-SCAPC

SC/APC Adapter

OFL100-LCAPC

LC/APC Adapter

OFL100-FCAPC

FC/APC Adapter

OFLPS-NA

OFL100 North American Power Supply with USB Cable

DESCRIPTIONOFLPS-UK

OFL100 United Kingdom Power Supply with USB Cable

OFL100-NA

OFL100 with North American Power Supply

OFLPS-EU

OFL100 European Power Supply with USB Cable

OFL100-EU

OFL100 with UK and European Power Supplies

OFLCC

OFL100 Carry Case with Strap

2年間保証つきORDERING INFORMATION:
CAT. NO.

TempoCom.com | tel 800.642.2155 | sales@tempocom.com

OFL100 Specifications:
OTDR

Stabilized Laser Source
Wavelength

1310/1550nm

Wavelength

Dynamic Range

26/24dB

Output Power≥ -5dBm; variable

2.5m

Power Stability

CW, ±0.5dB/15 minutes after
continuous on of 15 minutes

Attenuation Deadzone

8m

Bulkhead

SC/APC (Optional LC and FC Available)

Measurement Ranges

500m, 1km, 2km, 4km, 8km, 16km,32km, 64km and 100km

Tone Frequencies

CW, 270Hz, 330Hz, 1kHz and 2kHz

Pulse Widths

3ns, 5ns, 10ns, 20ns, 30ns, 50ns,80ns, 160ns, 320ns, 500ns, 800ns,1µs, 2µs, 3µs, 5µs, 8µs, 10µs and 20µs

Event Deadzone

Measurement Accuracy

Optical Loss Testing± (1m+Sample interval+0.005%xTestDistance)

Linearity≤0.05dB/dB

Sampling Points

16,000 to 128,000

Loss Resolution

0.001dB

Loss Threshold

0.20dB

Distance Resolution

0.001mRefractive Index

1.00000 to 2.00000

Reflection Accuracy±3dB

File Format

SOR compliant to Telcordia GR196

Loss Analysis

Four Point & Five Point

Laser Safety

Class 1M

Bulkhead

SC/APC (Optional LC and FC)

Trace Update Rate

3Hz

Optical Power Meter
Wavelength Range

800nm to 1700nm

Calibrated Wavelengths

850nm, 980nm, 1300nm, 1310nm,1490nm, 1550nm, 1625nm and1650nm

Measurement Range+26dBm to -50dBm

Measurement Resolution

0.01dB

Measurement Accuracy±5%

Tone Frequencies/Sensing

CW, 270Hz, 330Hz, 1kHz and 2kHz

Bulkhead

2.5mm Universal

1310/1550nm

Wavelength

1310nm and 1550nm

Insertion Loss Testing

Integrated OPM and SLS

RJ45 Sequence Testing
Cable Type

Straight and Interleaved (T568)

Display

4.3” 800x400 TFT LCD Touchscreen

MechanicalPower Supply
Power Supply Format

AC to DC 100-240VAC, 50/60Hz
North America or United Kingdom andEuropean

Battery Lifetime>12 Hours Continuous Test

Battery

3.7V, 4Ah Li IONWeight<1.1lbs (<0.5kg) Including BatterySize6.8”x 4.3”x 1.8” (173mm x 109mm x45mm)

Internal Storage

8GB (>200,000 Curves)

Interface

USB Type C, 8GB SD Card

Data

Environmental
Operational Temperature-10°C to +50°C*Specifications
to change without notice
Storage subject
Temperature

Relative Humidity-40°C to +70°C
0 to 95% Non-Condensing

Visual Fault Locator
Wavelength

650nm ±20nm

Output Power<1mW

Mode of Operation

CW, 1Hz and 2Hz

Bulkhead

2.5mm Universal

Laser Safety

Class 21390 Aspen Way Vista, CA • 92081

OFL100 02/22

Latin America Phone : 1 760 510 0558 | EMEA Phone: +44 (0) 1633 927 050
India and SAARC Region Sales: indiaSales@tempocom.com
EMEA: Tempo Europe Limited • Brecon HouseWilliam Brown Close • Cwmbran • NP44 3AB • UK
©2022 Tempo Communications Inc. • An ISO 9001 Company

TempoCom.com | tel 800.642.2155 | sales@tempocom.com

Renewed Vision. Innovation Forward.
Follow us @TempoComms