魚用品質状態判別装置
フィッシュアナライザ・シリーズ
Fish Analyzer™
[DFA100]
Fish Analyzer™ PRO [DFA110]
Fish Analyzer™ Type S [DFA10]
Bluetooth™
無線通信／無線プリンタ

取扱説明書

は じ め に
この度は、フィッシュアナライザ・シリーズ 「Fish Analyzer™」「Fish Analyzer™ PRO」「Fish Analyzer™ Type S」のオプション機能「Bluetooth™無線通信／無線プリンタ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。オプション機能をお使いいただくことで、無線通信の場合は魚の脂肪率を日毎・月毎でデータ管理したり、無線プリンタの場合は測定結果を印字して、魚と一緒に脂肪率を示したりすることができます。
この取扱説明書、さらにはフィッシュアナライザ・シリーズ本体の取扱説明書、無線プリンタの取扱説明書も合わせてお読みいただき、一歩進んだ魚の品質管理にご活用ください。
大和製衡株式会社●あらかじめご準備いただくもの●無線通信 ※ Fish Analyzer™、Fish Analyzer™ PRO のみご使用いただけます。
①Bluetooth™機能が搭載されているパソコン。
お持ちのパソコンに Bluetooth™機能が搭載されてない場合は、外付けの Bluetooth™
アダプタをご準備ください。
推奨：PLANEX 製「BT-Micro4」②Fish Analyzer™データ管理ソフト
・ダウンロードアドレス（http://www.yamato-scale.co.jp/products/detail/id:294）
・フォルダ名：Fish Analyzer to CSV (Ver.3.0.0.0)（注意）データ管理ソフトは Windows XP には対応していません。
●無線プリンタ
同封の無線プリンタ BLM-80BT※ご使用いただく際は、あらかじめ本体取扱説明書に記載されている安全上の注意事項（１章 ご使用前にお読みください）や本機の準備のしかた（２章 ご使用前の準備について）を必ずお読みください。

1

―――――――――――― 目
1章

1-1.

次 ―――――――――――――

Bluetooth™無線通信の使いかた ............................................................. 3

環境設定（ペアリング）について ............................................................................ 31-2.

Bluetooth™無線通信の使いかた ......................................................................... 3

1-3.

通信 ID の設定のしかた ..................................................................................... 62章

2-1.

Bluetooth™無線プリンタの使いかた ........................................................... 7

環境設定について ............................................................................................ 72-2.

Bluetooth™無線プリンタの使いかた（Fish Analyzer™、Fish Analyzer™ PRO） ..............72-3.

Bluetooth™無線プリンタの使いかた（Fish Analyzer™ Type S）.................................. 83章

3-1.
3-2.

4章

4-1.

Bluetooth™に関係するエラー表示について ................................................... 9

通信エラーの対処方法について ............................................................................. 9
ペアリングの解除について ..................................................................................... 9通信仕様書 .................................................................................... 11通信仕様書 ................................................................................................ 114-2.

通信データについて ......................................................................................... 114-3.

通信手順 ................................................................................................... 145章

5-1.

仕様書 .......................................................................................... 16仕様書...................................................................................................... 162

1 章 Bluetooth™無線通信の使いかた

1章 Bluetooth™無線通信の使いかた
Bluetooth™無線通信は、Fish Analyzer™、Fish Analyzer™ PRO のみご使用いただけます。

1-1. 環境設定（ペアリング）について①Bluetooth™設定にて Fish Analyzer™との接続（ペアリング）を行ってください。
デバイス名は BT+6 桁の数値で構成されています。 （例）BT140084②ホームページよりデータ管理ソフト「Fish Analyzer to CSV」をダウンロードします。
（http://www.yamato-scale.co.jp/products/detail/id:294）
・フォルダ名：Fish Analyzer to CSV (Ver.3.0.0.0) ※フォルダ毎、お持ちのパソコンにコピーしてください。

1-2. Bluetooth™無線通信の使いかた（例）ブリを測定する場合
操作内容
①

②

表示画面

Bluetooth™設定にて Fish Analyzer™との接続を行い、ファイル「FishAnalyzerToCSV.exe」を開きます。

を押して電源オンします。

3

1 章 Bluetooth™無線通信の使いかた

操作内容

表示画面

電源オン時、Fish Analyzer™の画面左下に「Inf03」が表示されますが、接続が確認できた時点で表示は消えます。もし、「Inf03」が消えない場合は、パソコンとの接続を確認するとともに、設定(F)より通信ポートが正しく設定されているか確認してください。
※1 COM ポート選択時、数字の横にアルファベット等の文字が添付されている場合はその文字を削除してください（例 COM3i→COM3 ※「i」を削除）。
※2 「Inf03」が表示されている状態でも測定自体は行えます。

③※ポートに方向がある場合は、「発信」のポートを選択してください。
方向は、Bluetooth プログラムの「設定を開く」より確認することができます。

CSV ファイルへ出力する場合は「はい」を選択し、「CSV 出力」を「ON」にします。

④4

1 章 Bluetooth™無線通信の使いかた

操作内容

表示画面

以上の確認ができたら、魚種を選択の上、魚体に電極を当てを押します。

測定終了とともに、測定結果がパソコンへ送信されます。

⑤⑥ すべての測定が終わったら、⑦を押し続けて電源をオフしてください。

CSV 出力を「ON」にした場合、デスクトップ上に「FishAnalyzer Data.CSV」が作成されます。
CSV ファイルを開くと、測定したデータが CSV ファイル内に保存されています。

⑧※1）CSV ファイル「FishAnalyzerData.CSV」を開いたままで測定は行えません。必ずファイルを閉じた状態で測定を行ってください。
※2）過去のデータは、CSV ファイル「FishAnalyzerData.CSV」を削除するまで保存されます。CSV を別の場所に保存した上、必要に応じて CSV ファイルは削除してください。
※3）CSV 内では、魚の状態はアルファベット記号ではなく数値で表示されます。同じく、身質と鮮度も言葉ではなく数字で表示されます。詳しくは P.14 のをご覧ください。

5

1 章 Bluetooth™無線通信の使いかた

1-3. 通信 ID の設定のしかた
操作内容①を押して電源オンします。通常画面が表示されたら、④⑤を押し続け Menu 画面を呼び出します。

② カーソル（→）を「動作設定」に合わせ、③表示画面

動作設定が表示されたら、再びを押します。

を押してカーソルを「通信 ID」に合わせ、を押します。
通信 ID が表示されますので、を押して 0～9 までの番号を設定し、を押します。
以上で設定変更は完了です。設定した通信 ID は、Fish Analyzer™データ管理ソフトのファイルタイトルとして反映されます。

6

2 章 Bluetooth™無線プリンタの使いかた

2章 Bluetooth™無線プリンタの使いかた
2-1. 環境設定について①ご使用前に、付属のバッテリー充電専用アダプタにて無線プリンタ BLM-80BT の充電を行ってください。
尚、アダプタはあくまで充電用ですので、電源としてはお使いいただけません。
②ロール紙をセットしてください。その際、用紙の先端をペーパーカッタより前に出してください。
詳しくは、プリンタ付属の取扱説明書にてご確認ください。

2-2. Bluetooth™無線プリンタの使いかた（Fish Analyzer™、Fish Analyzer™ PRO）
操作内容

表示画面

① 無線プリンタ BLM-80BT の電源をオンします。

②を押して電源オンします。
電源オン時、画面左下に「Inf03」が表示されますが、接続が確認できた時点で表示は③ 消えます。表示が消えない場合は、一度、Fish Analyzer™と無線プリンタの電源をオフし、再度電源をオンしてください。
④ 以上の確認ができたら、魚種を選択の上、魚体に電極を当てを押します。

測定終了とともに、測定結果が印字されます。
※「魚の状態」は、Fish Analyzer™ PRO のみの印字となります。
⑤⑥

すべての測定が終わったら、を押し続けて電源をオフしてください。

同様に、無線プリンタも電源キーを押し続けて電源をオフしてください。

7（通信不良時）
Inf03

2 章 Bluetooth™無線プリンタの使いかた

2-3. Bluetooth™無線プリンタの使いかた（Fish Analyzer™ Type S）
操作内容

表示画面

① 無線プリンタ BLM-80BT の電源をオンします。

②を押して電源オンします。
電源オン時、画面左下に「Inf03」が表示されますが、接続が確認できた時点で表示は③ 消えます。表示が消えない場合は、一度、Fish Analyzer™と無線プリンタの電源をオフし、再度電源をオンしてください。
④ 以上の確認ができたら、魚種を選択の上、魚体に電極を当てを押します。

測定終了とともに、測定結果が印字されます。

⑤⑥

すべての測定が終わったら、を押し続けて電源をオフしてください。

同様に、無線プリンタも電源キーを押し続けて電源をオフしてください。

8（通信不良時）
Inf03

3 章 Bluetooth™に関係するエラー表示について

3章 Bluetooth™に関係するエラー表示について
3-1. 通信エラーの対処方法について
下記のような表示が出たら表示エラーですので、対処方法に従って対処してください。下記以外の表示がでた場合や、下記方法でも回復しない場合は、弊社ホームページの「製品問合せ」にてご相談願います。
大和製衡ホームページ
http://www.yamato-scale.co.jp/
エラー番号

対処方法
データ管理ソフトまたは無線プリンタが起動していない、Bluetooth™接続が切断されている、そのほか通信距離が範囲外である場合に表示されます。

①Inf03、E-110

無線通信の場合、パソコンとの接続を確認するとともに、COM ポートが正しく設定されているか確認してください。無線プリンタの場合、無線プリンタと Fish Analyzer™の電源をオフし、再度電源をオンしてください。

②③④「BAT-L」
プリンタ充電不良「P-OFF」
プリンタ無応答「T-Err」
プリンタ温度不良

無線プリンタのバッテリー残量がなくなった場合に表示されます。無線プリンタ付属のバッテリー充電専用アダプタにて、無線プリンタの充電を行ってください。
無線プリンタからの応答がなかった場合に表示されます。無線プリンタと Fish Analyzer™の電源をオフし、しばらくしてから再度電源をオンしてください。
無線プリンタ内の温度が上昇した場合に表示されます。無線プリンタの電源をオフし、しばらくしてから再度電源をオンしてください。

3-2. ペアリングの解除についてペアリング解除は、以下の場合のみ行ってください。
①新しいパソコンと無線通信を行う場合②通信不良「Inf03」から回復しない場合●Fish Analyzer™のペアリング解除のしかた
操作内容①

表示画面を押して電源オンします。通常画面が表示されたら、を呼び出します。

② カーソル（→）を「動作設定」に合わせ、を押します。

9を押し続け Menu 画面

3 章 Bluetooth™に関係するエラー表示について

操作内容③

動作設定が表示されたら、再び⑥を押してカーソルを「通信 ID」に合わせ、を押します。

④ 通信 ID が表示されますので、⑤表示画面を押し続けてください。

ペアリング解除画面が表示されますので、カーソル（< >）を「Yes」に合わせ、を押します。
「解除カンリョウ」が表示され、再び動作設定の選択画面が表示されたら解除完了です。
を押して通常画面まで戻ります。

●無線プリンタのペアリング解除のしかた
操作内容

表示画面

① 電源が入っていない状態で、電源ボタンと FEED ボタンを同時に押し続けます。

②③④⑤

数秒後、「♪ピッ」という音とともに STATUS ランプがオレンジ色から赤色に変わり、その後、再び「♪ピッ」という音とともに STATUS ランプが赤色からオレンジ色に戻ります。
オレンジ色に光ったら、両方のボタンを離し（STATUS ランプは赤色に戻ります）、すぐにFEED ボタンを 1 回押します。
用紙に“RESET BLUETOOTH PAIRING INFO?”と印字されますので、FEED ボタンを押してください。
「♪ピッ」という音とともに STATUS ランプが消灯し、ペアリング解除は完了です（プリンタも電源オフとなります）。

10

4 章 通信仕様書

4章 通信仕様書
4-1. 通信仕様書
通信規格

Bluetooth™ Version2.1＋EDR（Class 2）

伝送速度

9600bps

通信方式

双方向通信方式（Fish Analyzer™ ⇔ パソコン）

同期方式

調歩式（スタート・ストップ方式）

伝送制御コード

JIS8 単位コード

伝送ビット順位

下位ビット

伝送コード構成(スタートビット)(8 ビット)(パリティ)(ストップビット)

スタートビット

1 ビット（固定）

ストップビット

1 ビット

パリティチェック

なし

誤り制御方式BCC（Block Check Character）
有手順 ACK/NAK（ACKnowledge/Negative Acknowledge）

応答方式※但し測定データ送信時は無手順

信号ライン

データ送信 TxD（Transmission Data）
データ受信 RxD（Reception Data）
送信許可信号 CTS（Clear To Send）
出力制御入力 DSR（Data Set Ready）

通信内容

詳しくは 4-2-3 テキストを参照してください。

通信回数

1回

4-2. 通信データについて
4-2-1 通信電文（総データ）（データ）<SOH><SOH>031 <STX>NO0325,CD11,BP15,<ETX>:<CR>
（解説）
<SOH>

<SOH>

ブロック情報

<STX>

テキスト

<ETX>

BCC

<CR>

<Start Of Heading><Start of TeXt><End of TeXt><Carriage Return>

通信電文の先頭

テキストの先頭

テキストの最後

通信電文の終了

01h（16 進コード）

02h

03h

0Dh

11

4 章 通信仕様書

4-2-2 ブロック情報（データ）031_（スペースを含め 4 桁 ※_=スペース）
（解説）
①送信順番

②小ブロック数③通信 ID

2～0（ASCll）

1～N（ASCll）

0～9（ASCll）④スペース①送信順番：3 回送信の場合、2→1→0 とカウントされます。1 回送信は 0 のみです。
②小ブロック数：テキストデータの “，”（カンマ）で区切られた数（データ数）を示します。
③通信 ID：はかり（=Fish Analyzer™）の ID（識別番号）を示します。
④はかりステータス情報：Fish Analyzer™ではスペースのみが送信されます。

4-2-3 テキスト（データ）NO0325,CD11,BP15,
（解説）
ヘッダ

データ,

①Fish Analyzer™から送信されるテキストは、少なくとも 3 つの小ブロックからなります。
②ヘッダは、各送信内容の 2 文字のアルファベットが入ります。
③データ長が満たない場合、上位桁はスペースで埋められます。
④小ブロックの最後には、必ず “，”（カンマ）が付きます。
（通常仕様）
項目

ヘッダ

データ長例

範囲

測定番号

NO

4NO0325,0001～9999

魚種

CD

2

CD11,01～44

脂肪率

BP

2BP15,0～70

インピーダンス

ZI

6ZI150.00,30.00～999.99

魚の状態

SF

1

SF2,1～7※1) インピーダンスは、魚種名「検量線」と「魚の状態」で送信されます。
※2) 「魚の状態」は、Fish Analyzer™ PRO のみの表示となります。

12

備考

0=解凍品

4 章 通信仕様書（魚種番号一覧）
番号

魚種番号

魚種

番号

魚種

01

検量線

16

マグロ腹

31

スズキ

02

マアジ

1703

マアジ

04

マサバ

マグロ尾

32

スズキ

18

マグロ尾

33

ハタハタ

19

マダイ

34

マハタ

05

マサバ20マダイ

35

マハタ

06

ゴマサバ

21

キンメダイ

36

ヒラソウダ

07

ゴマサバ

08

マイワシ

22

キンメダイ

37

ヒラソウダ

23

カツオ

38

アナゴ

サケ

39

マルアジ

09

マイワシ

24

10

サンマ

25

サケ

40

魚Ａ

11

ブリ

26

ニジマス

41魚B

12

ブリ

27

ニジマス

42魚C

13

マグロ背

28

サワラ

43－

44

魚の状態

14

マグロ背

15

29

サワラ

マグロ腹

30

メダイ

番号

魚の状態

番号

魚の状態

番号

魚の状態

0－ (判定なし)

3B

6E (Error)

1A’

4C

7F (解凍品)

2

A

5

D

（魚の状態一覧）13

4 章 通信仕様書

4-2-4 BCC（Block Check Character）（データ）:例）BCC 排他的論理和の計算例（結果は 2BH）

（解説）
BCC は、SOH の後から ETX までのデータを排他制御（XOR(EXCLUSIVE OR)）したデータで、チェックサムとして外乱ノイズ等でデータ欠けがないかを確認することができま

文字コードXOR（排他的論理和）

SOH

01H

01H（00H XOR 01H）

SOH

01H

00H（01H XOR 01H）

131H

31H（00H XOR 31H）

131H

00H（31H XOR 31H）

STX

02H

02H（00H XOR 02H）

-2DH

2FH（02H XOR 20H）

△20H

0FH（2FH XOR 20H）

△20H

2FH（0FH XOR 20H）

△20H

0FH（2FH XOR 20H）

535H

3AH（0FH XOR 35H）.

2EH

14H（3AH XOR 2EH）

030H

24H（14H XOR 30H）

△20H

04H（24H XOR 20H）

,2CH

28H（04H XOR 2CH）

ETX03H

2BH（28H XOR 03H）

す。BCC の計算は、通信電文の先頭 SOH から ETX までの文字の排他的論理和（Exclusive OR）を計算して求めます。尚、BCC は 0x00～0x7F の値を ASCll 文字コード化したものになりますので、電文の最後の<CR>まで確実に受信してください。

4-3. 通信手順
4-3-1 Fish Analyzer™より測定結果をパソコンへ送信する場合①測定データ送信時は無手順となります。まず、測定キーを押して脂肪率の測定を行います。
②測定が完了すると、Fish Analyzer™はデータフォーマットに従い測定番号、魚種、脂肪率 データを送信します（下記例題は脂肪率のテキストのみ表示）。
③Fish Analyzer™がデータを送信すると、操作は完了です。

4-3-2 パソコンより設定データを Fish Analyzer™へ送信する場合①パソコン画面にて魚種を入力し、パソコン上の送信ボタンをクリックします。
②パソコンより、コントロールコード ENQ を Fish Analyzer™へ送信します。
③Fish Analyzer™は ENQ を受信すると、コントロールコード ACK をパソコンへ返信します。

14

4 章 通信仕様書④パソコンは ACK を受信すると、データフォーマットに従いデータを送信します。
⑤Fish Analyzer™はデータを受信するとチェックを行い、チェックが OK であればパソコンへコントロールコード ACK を送信します。
⑥パソコンは ACK を受信すると、Fish Analyzer™へコントロールコード EOT を送信し、測定結果の受信を待ちます。

※Fish Analyzer™が測定中、Menu 画面中、魚種選択中、履歴確認中の場合は、データの送信は行えません。

4-3-3 パソコンからの ENQ に対して無応答の場合
ENQ 発信後、100msec（～1sec）経過しても Fish Analyzer™から応答がない場合、再度 ENQ を送信します
が、無応答が 7 回続いた場合は、接続エラー処理を行ってください。

4-3-4 Fish Analyzer™からの ACK に対して無応答の場合
ACK 送信後、1 秒以上経過してもパソコンからデータ送信がない場合、Fish Analyzer™はタイムアウト処理を行いENQ 待ちとします。

15

5 章 仕様書

5章 仕様書5-1. 仕様書■製品の外観・仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。
■◎印は Fish Analyzer™、Fish Analyzer™ PRO 専用の機能となります。
■★印は Fish Analyzer™ PRO 専用の機能となります。 ◆は Fish Analyzer™ Type S 専用の機能となります。
01.

品名／型式

魚用品質状態判別装置 「Fish Analyzer™」／DFA100
魚用品質状態判別装置 「Fish Analyzer™ PRO」／DFA110
魚用品質状態判別装置 「Fish Analyzer™ Type S」／DFA10
Bluetooth™無線通信／無線プリンタ

02.

測定方式

生体電気インピーダンス法（4 電極方式）

03.

・◎魚種

マアジ、マサバ、ゴマサバ、マイワシ、サンマ、ブリ、マグロ（背、腹、尾）、マダイ、キンメダイ、カツオ、サケ、ニジマス、サワラ、メダイ、スズキ、ハタハタ、マハタ、ヒラソウダ、アナゴ、マルアジ
オリジナル 3 魚種（魚 A、魚Ｂ、魚Ｃ）、検量線、★魚の状態

・◆モード
04.

生産地モード、消費地モード

表示部
・表示方式

有機 EL（白字）によるドットマトリクス方式

・主な表示内容脂肪率

1～70%（◎1%単位、◆5%単位）、解凍品

インピーダンス30Ω～999Ω（1Ω 単位）★魚の状態

A’、A、B、C、D（5 段階鮮度）、E＝エラー、F＝解凍品◆身質判定

活かり身、硬直、完全硬直、解凍品◆鮮度判定

生鮮魚 (鮮度良好)、鮮魚 (一般鮮度)、熟成 (調理向き) 、解凍品

電池残量

3 段階にて表示

その他

E-2、E-3、E-7、Error100、
Inf03、E-110、BAT-L、P-OFF、T-Err

05.

キー操作部

06.

機能

本体取扱説明書「2-2 表示部及びキー操作部」参照

・脂肪率表示機能

生鮮品の脂質含量をパーセント単位で表示します

・★魚の状態表示機能

生鮮品の鮮度指標を 5 段階で表示します

・解凍品表示機能

解凍品を判別します・◎検量線入力機能

独自で推定式を作成します・◆身質表示機能

生産地モードにて身の締まり具合を 3 段階で表示します・◆鮮度表示機能

消費地モードにて鮮度を 3 段階で表示します

・自動 OFF 機能

自動で電源オフする時間を 0～60 分の間で設定します

・自動消灯機能

自動で画面消灯する時間を 0～60 秒の間で設定します

・明るさ調整機能

画面の明るさを 3 段階で設定します。

・◎平均値表示機能

測定結果の平均値を表示します

・測定結果記憶機能

過去最大 50 件前までの測定結果を記憶します・BT 通信機能測定結果を PC やプリンタへ送信します（オプション対応）16

5 章 仕様書

07.

外観・寸法
通常時

(W)79×(D)36×(H)175mm

アタッチメント装着時(W)79×(D)36×(H)189mm

・自重
通常時

約 195g （乾電池込み）

アタッチメント装着時

約 220g （乾電池込み）

・材質
ケース

ABS 樹脂電極

SUS30408.

防塵・防水保護等級

IP65 準拠

09.

電源

10.

11.

電源

単 3 形乾電池 2 本

定格電圧

DC3V

消費電力

約 100mA

電池寿命

連続測定 10,000 回以上（アルカリ乾電池使用時）

使用条件
・使用温度範囲-10℃～+40℃

・使用湿度範囲

30％R.H.～85% R.H.以下（内部結露無きこと）

外部入出力◎Bluetooth™無線通信（オプション対応）
Bluetooth™無線プリンタ（オプション対応）

12.

外観寸法図

単位：mm

●通常時

●アタッチメント装着時

17

――――――――――――――――――――― MEMO ――――――――――――――――――――――

18Fish Analyzer™, Fish Analyzer™ PRO, Fish Analyzer™ Type S
Bluetooth™ 無線通信／無線プリンタ 取扱説明書
初版（作成日：2021 年 3 月 17 日）