サウンジング式レベルメータ

レベルを確実にキャッチ！
貯蔵管理の決定版

頑強なハウジングで過酷な周囲条件にすぐれた耐久性を発揮。
あらゆるプロセスに対応します！！

CAT. No.S-252-1810J

サウンジング式レベルメータ

貯蔵管理の決定版！！
粉、粒、塊体のレベルを確実に検出。
タンク・サイロ等に貯蔵される粉、粒、塊体のレベル計測装置として数多い実績を誇る一般汎用型のレベルメータです。
あらゆる粉、粒、塊体のレベルメータとして使用できる多用途のレベル計です。

CPU内蔵

■動作原理
1 スタート信号が入力されるとモータが始動し測定尺が巻き出されウエイトが降下していきます。
2 ウエイトが被測定物に達するとモータは停止しレベル計測値を出力します。
3 モータは逆転し、巻き上げ完了位置まで巻上がると、モータは停止し、測定が完了します。
4 次のスタート信号の入力まで待機します。
耐圧防爆構造ExdⅡBT4

任意のタンクの測定ボタンを押すだけでタンクの選択・測定開始がワンタッチで実行！！

1

CPU内蔵スタンダード

スタンダードスタンダード2

CPU 内蔵型のインテリジェントな頭脳モデル

過負荷検出バネ

バランスウエイト

粉面検出フォトセンサ

巻取ドラム

カウントカムモータ
過負荷検出フォトセンサ

CPU 内蔵
カウントプーリ

貯蔵管理の決定版！！

巻上完了レバー

屈強なボディにCPU を搭載、圧力のあるタンクや、耐候性にも優れ、あらゆるシーンで威力を発揮します。

パルス発信フォトセンサ

巻上完了フォトセンサ
巻上完了カム1604
13ウエイト

鎖回転軸

199

取付機器組み合わせ例

289
220

発信されたパルスは、直接電子カウンタにて表示、

385

鎖

テープストッパー

Φ180

テープ

215

または出力された電流信号は直接バーグラフメータ

電 源

電 源

RST
K/P
OUT

パルス

MODE 43

2

1

DC4〜20mA

RST

電子デジタルカウンタ

バーグラフメータ

■標準仕様

500
365

CP
U

1 本体ケースAC●
2 モータ側カバーAC●
3 ドラム側カバー
AC●
4 制御基板端子 BOX AC●
5 取付フランジ
SS400●
6 ウエイトSUS304●7 鎖回転軸SUS304●8 テープストッパー
SUS304●9 電線取出口2-G 1/2●

95JIS5K125A
87390±50

スタート押ボタン

スタート押ボタンCPU

182にて表示されます。

Φ906■基盤配置図及び相互結線図

電 源 電 圧：AC100V または AC200V 50/60Hz
消 費 電 力：Max.150VAA

許 容 温 度：周囲 −10 ℃〜＋50 ℃（凍結・結露しないこと）
タンク内 −10 ℃〜＋80 ℃（凍結・結露しないこと）

W
MODE

ENT

測 定 ス パ ン：標準 20m（Max.40m オプション）
測 定 方 式：パルスカウント
測 定 単 位：1パルス /10cm または 1パルス /1cm
測 定 精 度：±10cm/±1cm
モータ：単相 可逆 出力 40W 30 分定格 ブレーキ付

昇 降 速 度：8.8m min（50Hz）/11.0m min（60Hz）
測定

尺：SUS304 − CSP テープ 幅 32mm×厚さ0.3mm

切 断 荷 重：9kN

取 付 方 法：JIS 5K125A
保 護 等 級：IP67
重3量：45kg

AC

電源入力

本 体 材 質：アルミ鋳物

測定中および故障警報接点コモン

出 力 接 点：リセット接点 /外部表示カウンター用 リセット時にON
故障警報接点 / 測定尺切断時 接点フリッカー
ウエイト埋没時 接点ON 1a

故障警報接点出力
測定中接点出力︵測定中閉︶

内 蔵 タ イ マ：測定待機時間を可変設定可能

測定押ボタンまたは自動測定スイッチ

ユーザーにてどちらかに設定可能

カウンターコモン
カウントパルス接点出力
リセットパルス接点出力

ユーザーにてどちらかに設定可能

6 5 4 3 2 1

M
電流指示計

出 力 信 号：電流信号 DC4〜20mA（残量表示）
DC20 〜4mA（空杯表示）
パルス接点信号 1パルス /1cm
（無電圧信号）1パルス /10cm

12 11 10 9 8 7

出力カウンター用パルス接点

50msec ON 1a（1 パルス /1cm と1 パルス /10cm は、ショートピンにて任意設定可能)
カウンター用リセット接点
設定開始時 0.1sec ON 1a
電流出力 DC4〜20mA
負荷抵抗 max.400Ω
故障警報接点：測定尺切断時 接点フリッカー
ウエイト埋没時 接点ON 1a注）端子3〜5、8〜10 のケーブルはシールドケーブルを仕様の事

屈強な耐圧防爆構造レベル指示は遠隔指示されますので、現場での測定は不要となり作業環境・安全性の向上がはかられます。

爆発性ガス雰囲気用
耐圧防 爆 構 造
ExdⅡBT4

粉塵や温度変化、測定物の電気的変動にも影響されず安定作動。

CPU 内蔵化学工場、薬品工場、発電所等の 爆 発 性 ガ ス 雰 囲 気 の 中 で、あるいは爆発性物質の測定に底力を発揮します。

コンパクトタイプのCPU 搭載モデルです。

187278

比較的小容量のホッパー・ビン等のレベル管理に最適です。

3392001396668314248465
317110440573

34100

82314309

12372440

5400±50170

7Φ38

1 本体ケースAC●
2 モータ側カバー
AC●
3 プーリー側カバー
AC●
4 制御基盤端子 BOX AC●
5 取付フランジ
SS400●
6 測定テープ
SUS304●
7 ウエイトSUS304●8 電線取出口2-G 1/2●

JIS10K100A
1 本体ケースAC●
2 モータ側カバー AC●
3 ドラム側カバー AC●
4 取付フランジ
SS400
●
5 テープ
SUS304●6 クリーナーPA●
7 巻上完了ロッド SUS304●
8 鎖
SUS304●
9 ウエイトSUS304●10 電線取出口
G 3/4"●■標準仕様
電 源 電 圧：AC100V または 200V 50/60Hz

67589耐圧パッキン式引込器具付き（適合ケーブル径φ14〜φ16）

消 費 電 力：Max. 90VA
許 容 温 度：周囲 −10℃〜＋50℃（ 凍結・結露しないこと）
タンク内 −10℃〜＋80℃（ 凍結・結露しないこと）
測定スパン：0〜20m■標準仕様
電 源 電 圧：AC100V または AC200V
消 費 電 力：150VA

測 定 方 式：パルスカウント

囲 −10 ℃〜＋ 40 ℃（凍結・結露しないこと）
許 容 温 度：周
タンク内 −10 ℃〜＋ 40 ℃（凍結・結露しないこと）

測 定 単 位：1 パルス /10cm または 1 パルス /1cm
測 定 精 度：±10cm/±1cm
モ ー タ：単相 可逆 出力25W、30 分定格ブレーキ付
昇 降 速 度：7.2m /分（50Hz）、8.5m / 分（60Hz）
測 定 尺：SUS304 − CSP テープ4560±50

6JIS5K100A

幅10mm × 厚さ0.2mm

切 断 荷 重：1kN
出 力 信 号：電流信号DC4〜20mA（残量表示）
DC20〜4mA（空杯表示）
パルス接点信号 1 パルス /1cm
（無電圧信号）1 パルス /10cm

ユーザーにてどちらかに設定可能
ユーザーにてどちらかに設定可能

内蔵タイマ：測定待機時間を可変設定可能
出 力 接 点：リセット接点 / 外部表示カウンター用 リセット時にON
故障警報接点 / 測定尺切断時 接点フリッカー
ウエイト埋没時 接点ON 1a

測定スパン：0 〜20m（ Max.30m オプション）
測 定 方 式：パルスカウント
測 定 単 位：1パルス /10cm
測 定 精 度：±10cm
モ ー タ：単相 AC100V 40W E 種絶縁
33% ED2 回 / 時（コンデンサ 15μF ）単相 AC200V 40W E 種絶縁
33% ED2 回 / 時（コンデンサ 3.5μF ）昇 降 速 度：11.0m/min（ 60Hz ）、8.8m/min（ 50Hz ）測 定 尺：SUS304 − CSP テープ 幅 32mm×厚み 0.3mm
切 断 荷 重：9kN
本 体 材 質：アルミ鋳物

本 体 材 質：アルミ鋳物

取 付 方 法：JIS10K100A

取 付 方 法：JIS 5K100A

防雨カバーを設けてください）保 護 構 造：屋内（屋外使用の場合、

保 護 等 級：IP67

重重量：75kg

量：20kg4数多い実績を誇る一般汎用型タイプ
スタンダード圧力のあるタンク、サイロ等に最適な中型モデルです。

粉、粒体レベル計測装置として数多い実績を誇る一般汎用型のレベルメータです。

ハウジングはアルミ鋳物で、密閉性がより向上して粉塵、圧力に強く、耐侯性にも優れた構造となっています。

測定尺にステンレステープを採用。
あらゆる粉粒体のレベルメータとして使用出来る多用途のレベル計測器です。

スタンダード6663091008Φ90■標準仕様
電56JIS5K100A

1904314248

34400±50

JIS10K100A

35266

12SPCC
1 本体ケース●
SUS3042 測定テープ●
SS400
3 取付フランジ●
SUS304
4 ウエイト
●5 クリーナー機構 ポリアセタール●
SUS3046 鎖●
φ27
7 電線取出口●560±50

7326
200
126

7170

360
294

75
1577425350

Φ38

1 本体ケースAC●
2 モータ側カバー AC●
3 プーリー側カバー AC●
4 端子 BOXAC●
5 取付フランジ
SS400●
6 測定テープ
SUS304●
7 ウエイトSUS304●8 電線取出口
G 3/4
●

■標準仕様

源：AC100V または 200V 50/60Hz

源：AC100V または AC200V 50/60Hz電

消 費 電 力：150VA

消 費 電 力：90VA

許 容 温 度：周囲 −10 ℃〜＋50 ℃（凍結・結露しないこと）
タンク内 −10 ℃〜＋80 ℃（凍結・結露しないこと）

許 容 温 度：周囲 −10 ℃〜＋50 ℃（凍結・結露しないこと）
タンク内 −10 ℃〜＋80 ℃（凍結・結露しないこと）

測定スパン：0 〜20m（Max.40m オプション）

測 定 ス パ ン：0 〜20m

測 定 方 式：パルスカウント

測 定 方 式：パルスカウント

測 定 単 位：1パルス /10cm

測 定 単 位：1パルス /10cm

測 定 精 度：±10cm

測 定 精 度：±10cm

モ ー タ：単相 可逆

出力 40W 30 分定格 ブレーキ付

モータ：単相 可逆

出力25W 30 分定格 ブレーキ付

昇 降 速 度：11.0m/min（60Hz）、9.3m/min（50Hz）

昇 降 速 度：8.5m/min（60Hz）、7.2m/min（50Hz）

測 定 尺：テープ/SUS304測

幅 32mm×厚さO.3mm

尺：SUS304 − CSP テープ

定切 断 荷 重：9kN

切 断 荷 重：1kN

本 体 材 質：SPCC

本 体 材 質：アルミ鋳物

取 付 方 法：JIS10K 100A

取 付 方 法：JIS 5K100A

保 護 等 級：IP33 相当

保 護 等 級：IP67

重量：53kg

幅10mm×厚さ0.2mm

量：18kg重スタート押ボタン

スタート押ボタン
自動測定タイマー
自動測定タイマーPOWER

H

645 6DE8533813802C

9271707923 4B

15 60492ALSETTING

F 0 15 6MODE4

取付機器組み合わせ例

789SETUP

TPN

発信されたパルスは、直接電磁カウンタにて表示するか、コントロールユニット
を へて 電 子カウンタにて表 示、ま た は
コントロ ールユ ニットか ら P/l 変 換 器
を へて ア ナ ロ グ 出 力 として 表 示 さ れます。

TPP

RST
K/POUTXU
ST
TPACOM
PC
PC
Ha

200V

Hc

100V

La

AC0V

Ha

E

MODE 4321RST

AU

コントロールユニット

P/ I

変換器

電子カウンター

コントロールユニット

M-B101

電 源

電 源●コントロールユニット（KSLAU）
POWER

L

8

18079345 665 681703793

B C D
E14024 59223A

H

SETTINGF 0 15 6MODE

2

供 給 電 源：AC100/110、200/220V50/60Hz ご指定による（検出器と同一電圧）

42-φ4.5AU

バーグラフメータ

7 8 9TPPXU
ST
TPA

許容周囲温度：0 ℃〜＋50 ℃

COMPC
PC200V

Ha

塗装

色：マンセル 5Y 7/15100

重量：1.7kg

Hc

100V

LaAC0VHa

E12ケ ー ス 材 質：鋼板
120

208
250

TPN

230

250230SETUP

出力接点容量：定格負荷 AC250V5A DC30V5A（抵抗負荷）
最小適用負荷 DC5V10mA

143.5

702-φ5マイクロプロセッサ制御式

コントローラ●ワンタッチ タンク選択方式採用

比較的少容量のホッパー・ビンに使用可能なコンパクトモデル。

● 用途に応じた自由な検出方法● インテリジェント診断・メモリ機能装備

システム概要軽工業用として小麦粉、飼料、プラスチックなど関連設備の少容量貯蔵槽に気軽に採用出来るタイプです。

測定 尺の 降下距 離を タンク内 貯蔵 量に変 換します。
検出部は機 械 的 検出方法です。
測定 結果は高さm、％、トン、m3 で表示できます。
空 量 表示、残量 表示どちらでも選 択可能です。

適応機種 KSL-T8(AU 型 )、KSL-T2、KSL-W3T、KSL-W2B

164

100300±50

188
6JIS5K100A

32170

Φ3854

1 本体ケース
SPCC●
2 測定ワイヤー SUS304●
3 取付フランジ SS400●
4 ウエイトSUS304●5 鎖SUS304●
6 電線取出口 φ27●

検出部選択押ボタン
奥行130H

F
GD

B

ECA8基

■標準仕様
源：AC100V または AC200V 50/60Hz

電4基

接 続可能

4 - Φ7 孔

取付孔ピッチ

1278

254

312
228290320280

取付孔ピッチ

表示器 / 表示灯

スタンダード表示器 / 表示灯

接 続可能

測 定 ス パン：0 〜20m300272

囲 −10 ℃〜＋50 ℃（凍結・結露しないこと）
許 容 温 度：周
タンク内 −10 ℃〜＋80 ℃（凍結・結露しないこと）

取付穴ピッチ

消 費 電 力：70VA

測 定 方 式：パルスカウント
測 定 単 位：1パルス /10cm

372

モー

400

タ：単相 可逆 出力15W 30 分定格 ブレーキ付

昇 降 速 度：8.6m/min（60Hz）、7.0m/min（50Hz）
測定

尺：SUS304ワイヤー

φ1.5mm 7×19Z より

切 断 荷 重：1.7kN
本 体 材 質：SPCC

奥行180
検出部選択押ボタン■標準仕様
函 体 形 式：屋内壁掛式 DS4/W188×H278×D130mm
DS8/W400×H300×D180mm
許 容 温 度：0 ℃〜＋50 ℃

取 付 方 法：JIS 5K100A

源：AC100V または 200V ±10 ％ 50/60Hz電保 護 等 級：IP33 相当

構 成 検 出 器：KSL-W2B、W3T、T2、T8（AU 型）等より選択

量：20kg重4- Φ7 孔取付穴ピッチ

測 定 精 度：±10cm

接 続 検 出 器 数：DS4/4 基

DS8/8 基ケ ーブ ル 種 類：一般制御用ケーブル（距離制限なし）
ケ ーブ ル 芯 数：W2B：6 芯
W3T、T2、T8（AU 型）：7 芯取付機器● P/I変換器（PSC-222 型）
供 給 電 源：AC100/200V ±10 ％50/60Hz測 定 レ ン ジ：0 〜20m（T2、T8（AU 型）オプション Max.40m）※選定検出器による表示

器：7セグメントLED（W8×H14.2mm）

消 費 電 力：4VA

レ ベ ル 表 示：高さ(m)、比容積 (％)、換算 (m 3、トン)：単位表示なし

レ ベ ル 出 力：DC4〜20mA 許容負荷抵抗 400Ω

表 示 形 式：空量表示、残量表示いずれか設定

出力接点容量：定格負荷 AC250V3A DC30V3A（抵抗負荷）※上・下限 接点出力 最小適用負荷 DC1V10mA

表 示 換 算 値：任意（0 〜999 の範囲）

許容周囲温度：0 ℃〜＋50 ℃
塗重装

色：マンセル 5Y7/1

メ モ リ 機 能：EEPROM 設定値および前回測定値
診 断 機 能：埋没警報、測定尺断警報：選定検出器による外 部 出 力：付属しない量：2kg

設 定 範 囲：0 〜99.9m

6KSL-T8
KSL-GT
KSL-T2用
ウエイト各種

標準ウエイトSUS304

開放フロート型
ウエイト
SUS304(低比重)

鎖型ウエイトSS400 またはSUS304
(塊体用)

φ90

KSL-MT
KSL-W2B
KSL-W3T用
ウエイト各種

φ400標準ウエイト
SUS304傘型ウエイトSUS304(低比重)

円盤型ウエイト
SUS304(低比重)φ90

φ38φ300

ご照会、ご注文に際しては、下記についてお 知らせください

取付機 器

［］

2. 測定対象物の見掛け比重［］1. 測定対象物の名称● デジタルパネルメータ（LV1000-AI/A2）
電 源 電 圧：AC85〜264V

DC12〜24V ±10%
（オプション）

3. 測定対象物の粒度［］

消 費 電 力：23VA

4. 測定対象物の水分［］センサ供給電源：DC24V ±5%（オプション DCタイプ 10W）

°C ］

［Pa ］

警報接点出力：AC250V O.3A / DC30V 2A

7. 周囲温度［°C ］

8. 使用電源電圧［］

5. タンク内温度
B

MAX150mA
アナログ出力：DC4〜20mA 負荷抵抗

6. タンク内圧力［MAX500Ω
特長：21点のリニアライズ機能・警報
接点出力は最大4点（標準 2点）● 電子デジタルカウンタ（H7CX-A114N）
サ イ ズ：DIN48×48mm
電源電圧：AC100 〜240V
50 / 60Hz（共用）A

消費電力：約 9.2VA

A. 測定範囲
B. ノズル高さ］［］［Line of business

表

示：7セグメントネガ LCD 4 桁入力：接点 / 接点の開放、短絡による入力

種

類：加算・減算選択可能プリセット
カウンタ

粉・粒・液体………レベル制御機器総合メーカー●

回転式レベルスイッチ●

フロースイッチ●

振動式レベルスイッチ●●

振子式レベルスイッチ●●

音波式レベルスイッチ●●

静電容量式レベルスイッチ●

超音波式レベルメータ●

静電容量式近接センサ●

コンベア周辺機器●

静電容量式レベルメータ●

ダストモニター

名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市千種区内山 3 丁目10 -17 TEL.052-741-2432 FA X.052-741-1588●

ダイヤフラム式レベルスイッチ●

ジルコニア酸素濃度計

大 阪 営 業 所 〒530-0056 大 阪 市 北 区 兎 我 野 町 2 番 1 4 号 TEL.06 - 6312-2071 FAX.06-6314-0848●

チルトスイッチ●

レーザー式レベルメータ

フロート式レベルメータ

リーク式レベルスイッチ●

電波式レベルメータ

マイクロウェーブ式スイッチ●

液体濃度・濁度計

サウンジング式レベルメータ●

超音波流量計●●●オフィシャルサイト

電極式レベルスイッチ

フロート式スイッチ※ご使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
※予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。

本社 〒530-0056大阪市北区兎我野町2番14号
T E L . 06-6312-2071・FAX.06-6314-0848
e-mail: infoj@kansai-automation.co.jp
東 京 支 店 〒105-0013 東 京 都 港 区 浜 松 町 1 丁 目 2 9 - 6 TEL.03-5777- 6931 FA X.03-5777-6933

九 州 営 業 所 〒802-0003 北九州市小倉北区米町1丁目1-21 TEL.093 - 511- 4741 FA X.093-511- 4580
代理店