製品仕様形CN-40A

名

CN-25CRDP-25ES-H

冷却・加温方式

自然対流方式（5面冷却・加温）

自然対流方式（5面冷却・加温）

自然対流方式（5面冷却）

冷却・加温装置

ペルチェ素子モジュール

ペルチェ素子モジュール

ペルチェ素子モジュール

温度制御範囲3〜45℃まで1℃単位（周囲温度0〜30℃）

3〜45℃まで1℃単位（周囲温度0〜30℃）

−

安全装置

過昇温度保護機能

過昇温度保護機能

−

庫内温度

−

−

約3〜7℃
（出荷時設定約4℃）（周囲温度25℃）
265×260×360mm

庫内寸法（W×D×H）

360×276×420mm ※2

265×260×360mm

外形寸法（W×D×H）

450×455×550mm

345×445×477mm

345×445×477mm

庫内材質

アルミ
（エポキシ焼付塗装）

アルミ（エポキシ焼付塗装）

アルミ（エポキシ焼付塗装）

外装材質

鋼板・ABS樹脂

ABS樹脂

ABS樹脂

内容積

41L ※225L

25L

AC100V 50/60Hz

AC100V 50/60Hz

AC100V 50/60Hz52/52W

電源

消費電力

98W

98W

質18kg

12kg

11kg

付属品

棚網2枚、鍵２ヶ棚板一式（3分割タイプ）

棚板一式（3分割タイプ）

別売部品

−量

棚板一式（3分割タイプ） ＜付属品と同等品＞※1 周囲温度の変化により庫内温度も変化する場合があります。周囲温度18〜28℃での使用を推奨します。
※2 観察用透明内扉内の庫内寸法奥行（D）は246㎜、内容積は37Lです。

外形図 CN-40A

フロンラベルの表示について

CN-25C / RDP-25ES-H

213（単位：mm）（単位：mm）

庫内寸法図を示します。

庫内寸法図を示します。

868

744

307

360

212

757
455

フロン類の種類

HFC

番号245fa/365mfc

数量66g

107g

276

445

2468

棚2024年

安全に関するご注意
カタログに関するご注意クールインキュベータ
形名：CN-25C

電子冷却保管庫
形名：RDP-25ES-H

希望小売価格 199,500 円（税別）

希望小売価格 99,800 円（税別）

希望小売価格 53,000 円（税別）983●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水のかかる所や湿気の多い所に据え付けることは、避けてください。●地震などによる転倒防止の処置をしてください。
振動により転倒しけがの原因となります。●エーテル、ベンジン、アルコール、ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは貯蔵しないでください。
爆発の危険性があります。
●商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承願います。●印刷の色は、実際の商品の色と多少ちがうことがありますのでご了承願います。●このカタログのお問い合せは、販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記当社営業窓口におたずねください。

この製品は医療機器ではありません。
医療用定温器（薬事法における「微生物培養機 クラス分類Ⅰ 特定保守管理医療機器」）
としてのご使用や、医療行為やそれに類似する行為、目的には使用できません。
この製品は日本国内用ですので、日本国外では使用できません。また、国外でのアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

ISO9001
J ET-0324

三菱電機エンジニアリング（株）静岡事
業所は品質および環境マネジメントシス
テムに関するＩＳＯ認証取得事業所です。

Cool Incubator

東 日 本 営 業 支 社 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5（ヒューリック九段ビル）
TEL：03-3288-1754 / FAX：03-3288-1575

西 日 本 営 業 支 社 〒530-0003 大阪市北区堂島2-2-2（近鉄堂島ビル）
TEL：06-6347-2992 / FAX：06-6347-2983

ホームページアドレス

クールインキュベータ
形名：CN-40A

477

360

550

棚網

260
139 44 44 52 81160

接続孔φ3442034555.5
44 95 95 95 91

10

このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品の地球温暖化係数（GWP）について、定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択するときの参考にしてください。本
製品は断熱材として使用している硬質ポリウ
レタンフォームの原液にフロン類を使用しており、目標年度（2024 年度）において目標値（100）を上回らないことが、製造事業者などに義務付けられております。

CN-25CRDP-25ES-H CN-40A

265

450

クールインキュベータ
電子冷却保管庫

http://www.mee.co.jp/

静C001∙10X-S M-G0369S SIZ2009<MEE>

2020年9月作成

Cool Incubator

クールインキュベータ
CN-40A

内容積 41L

CN-25C 内容積 25L※内扉内の容積は 37Ｌです。

操作パネル

LED 表示９ステップ･3 サイクルのプログラムを 3 パターンまで登録することができます。

開始スイッチ

電子冷却保管庫

RDP-25ES-H 内容積 25L

操作パネル

プログラム運転操作部

LabStocker

庫内 温度 を表 示します。
温度 設定 時に は点滅で 設定 温度 を表示します。

停止スイッチ

温度設定スイッチ
3℃〜 45℃の範囲で温度設定が可能です

ロックスイッチ
各スイッチの操作にロックを掛けることができます。

温度制御範囲

3℃〜 45℃

温度設定操作部

設定温度から 5℃変動時にアラームを鳴らすことができます。

3℃〜 45℃の範囲で温度設定が可能です。LED にて庫内温度と設定温度を表示します。

プログラム運転

ペルチェ素子を使った1℃刻みの温度制御で理化学用途に最適なインキュベータです。

あらかじめ庫内試験温度・試験時間を登録しておくことにより、最大9ステップの庫内試験温度・試験時間で加温冷却の自動運転（プログラム運転）が可能です。
また、一定時間後に自動で運転を開始する設定も可能です。

高精度な庫内温度管理

マイコン制御＋アルミ５面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。

低振動設計

プログラム設定
運転開始

自動運転に登録可能な時間は1ス
テップあたり最大99時間まで、1時間単位での設定が可能です。また、登録した1 〜 9までのステップを最大3回まで繰返し運転できます。

低消費電力

高性能ペルチェ素子採用。マイコン制御により冷却・加温の比例制御により最適な効率運転を実現します。

コンパクトで高収納設計

プログラムは、3個のボタンにそれぞれ異なった自動運転の庫内試
験温度・試験時間を登録できます。
自動運転内容を、これらのボタンに登録しておくことで、同一の試験を簡単に繰返し実施できます。

コ ン パ ク ト な 寸 法 で 内 容 積41L（37Ｌ）の 高 収 納 性 を 実 現。
シャーレ(φ90x15mm)を140枚以上収納することができます。

観察用透明内扉

扉は二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用。
保温性と視覚確認を両立させました。
（内扉は取り外しが可能です。
）扉には鍵が掛けられ、貴重な試料の保管にもお使いいただけます。
庫内に温度センサー等のケーブルを通せる接続孔が付いています。

右図のプログラムが出荷時にあらかじめ登録されております。

（温度）

マイコン制御＋アルミ５面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。

周囲温度プログラム運転開始

運転開始

プログラム運転終了

15 時間

（時間）

37℃

周囲温度

プログラム運転開始

運転停止

3時間 10 時間

運転開始

37℃

37℃運転
庫内温度設定周囲温度

運転停止

プログラム運転終了
（時間）

+0.3
● +0.5

温度変動+- 0.2（設定温度 3〜45℃）

温度勾配

3.5℃（設定温度 3℃）
1.5℃（設定温度 15℃）
1.5℃（設定温度 35℃）
4.0℃（設定温度 45℃）

+0.6
● +0.2+0.1● +0.2● +0.2+0.1● ±0.0中央● -0.4-0.8-0.6● -0.4-0.7● -0.2（単位℃）

周囲温度25℃、庫内設定温度35℃における庫内中央を基準とした温度分布（無負荷時）

コンプレッサーを使わない低振動タイプ。
デリケートな培養・保存にもお使いいただ
けます。

コンパクト設計

4℃
10 時間

低振動設計

温度変動+- 0.2（設定温度 3〜45℃）

温度勾配

2.5℃（設定温度 3℃）
1.0℃（設定温度 15℃）
1.0℃（設定温度 35℃）
2.0℃（設定温度 45℃）

1.6℃（設定温度 3℃）
0.6℃（設定温度 15℃）
空間温度偏差0.5℃（設定温度 35℃）
1.0℃（設定温度 45℃）
［温度範囲］7.2⇔40.8℃
温度変化速度 ［上昇速度］0.7℃/ 分［下降速度］0.3℃/ 分※性能表示は、JIS C60068-3-5:2006、
JTM K07:2007に準じた表示です。

たっぷり収納シャーレ（φ90×15mm）が100枚収納できるゆとりのサイズです。

プログラム運転開始

15 時間● +0.3● +0.3● ±0.0● ±0.0● ±0.0中央［温度範囲］7.2⇔40.8℃
温度変化速度 ［上昇速度］0.4℃/ 分［下降速度］0.2℃/ 分-0.4● 0.1-0.2● -0.4-0.4● -0.3（単位℃）

接続孔
観察用透明内扉

均一な庫内温度分布

電子制御＋アルミ５面自然対流方式により、均一な庫内温度分布を実現しました。

コンパクトでも高収納置き場所を選ばないコンパクトな外観なのに高収納。
シャーレ（φ90×15mm）なら、100枚収納できる、ゆとりのサイズです。

簡単メンテナンス

背面の吸気口は着脱可能なフィルター付きで簡単に清掃できます。
また、庫内は凸凹が少なく、汚れを簡単に拭き取れます。

コンパクト・軽量化設計で、廃棄物の削減をしています。
プラスチック部品に材料名を表示し、分別を容易にしました。

温度測定例● ±0.0コンプレッサーを使わない低振動タイプ。
デリケートな保存にもお使いいただけます。

省資源・廃棄物の削減

（時間）

庫内灯
ホワイトLED

3.0℃（設定温度 3℃）
1.0℃（設定温度 15℃）
空間温度偏差1.0℃（設定温度 35℃）
2.5℃（設定温度 45℃）

※性能表示は、JIS C60068-3-5:2006、JTM K07:2007に準じた表示です。

２つのボタンとデジタル表示（庫内温度・設定温度）で簡単操作。

置き場所を選ばないコンパクトボディで収納25リットル。
プログラム運転終了

温度性能

かんたん操作

低振動設計

3時間停止
37℃運転
庫内温度設定保冷に最適な約4℃の保管庫です。
（周囲温度25℃、出荷時設定）

37℃

温度性能

温度測定例

約4℃の冷却保管庫

３〜 45℃

ペルチェ素子を使った１℃刻みの温度制
御により用途が拡大します。

高精度な庫内温度管理
37℃運転
庫内温度設定4℃運転
庫内温度設定鍵・接続孔 標準装備

温度制御範囲

温度の変遷図運転停止

コンプレッサーを使わない低振動タイプ。タンパクの結晶化等デリケートな培養・保存にもお使いいただけます。

● -0.4-0.1

温度アラームスイッチ

周囲温度25℃、庫内設定温度35℃における庫内中央を基準とした温度分布（無負荷時）

・庫内は凹凸が少ないスッキリ設計。
お掃除も簡単にできます。
・棚は3枚に分割できるので、自由なレイアウトで棚を構成することができます。