堤防侵食検知【システム構成の例】（センサシステム構成例：表法面に3段でセンサ施工）
凡例

光ファイバセンサ

0.6Ｋ
2.4Ｋ

光浸食計測機器

2Ｋ

1.8Ｋ

電気式水位計
浸食センサ
ファイバ（浸食センサ用）

ファイバ（情報伝送用）

電気ケーブル本システムは、洪水による堤防侵食で、埋設してあるセンサ光ケーブルに曲げや破断が生じたとき、その位置を事務所など遠隔からリアルタイムで検出・表示・通報します。

１．８Ｋ
3.35Ｋ

4.7Ｋ

5.1Ｋ

（予定）

観測局舎

既設
水位計

UPS

MCPC

OTDR×8センサ光ケーブルは、確実な検知のため、1m間隔でカシメを入れた構造で、カシメ部に錘を取り付けて埋設します。

1.2Ｋ
7.3Ｋ

6.7Ｋ

光SW×8

【特徴】
①光ケーブルのため、数㎞～数10㎞の区間をリアルタイムで遠隔監視します。
②距離測定精度は1mです。変状位置を正確に特定します。
③光ケーブルをループ構成にすることで、侵食範囲とその広がり状況をリアルタイムで確認できます。

1.1Ｋ
SW-HUB

PC

出張所

8.0Ｋ

Ｋ

9.1Ｋ

MC

（2C）
MCPC

終端面

センサ光ケーブルの破断時、SUS管の内部を水が走らないよう、走水防止ジェリーを充填、浸水範囲を特定し易くしています。

6.1Ｋ

（2C）

MC

反射光

事務所

（センシングエリアには水位計を併設水位計は既設水位計データは、別系統でデータが収集され、本システムには数値データが提供される

原理 光ファイバに小さな曲がりや破断が発生し、ここを光が通過する場合、光は散乱あるいは全反射され、入射光と同じ波長の光が入射端に戻って行く。この現象により発生する光をレーリ 散乱光という。

【センサ光ケーブル】（外径4㎜）

光FBG方式の適用も可能です）

カシメ部
4㎜φ
観測局舎

出張所

（黒マーカー）

監視制御不可PC【監視構成例】

MC

観測局舎の機器を事務所、出張所から遠隔操作が行えます。
右は、事務所操作中の例を示します。
出張所操作に切り替えもできます。

MCSW-HUBPC

光センサシステムは、国土交通省金沢河川国道事務所が管理する手取川を日夜監視しています
MC監視制御中事務所

（2C）
MCPC

【監視画面例】（金沢河川国道事務所の画面例）
【A地区】

【A地区】

センサ光ケーブル
錘固定ワイヤ【表示画面例：左1mの検知、右100mの検知・・・侵食の広がりをリアルタイムで把握】

株式会社 トランスコア
本社 〒114-0001 東京都北区東十条3丁目15番6号
TEL 03-5902-8711
FAX 03-5902-8712｛カタログNO T2007-036 -1｝【一般部】【カシメ部】【センサ光ケーブルの特徴】①光ファイバをSUS内に収容し、水の侵入を防止しています。
され、ケーブル破断時、長さ方向の②SUS管内は水走りを阻止、検知部特定を容易に、また更新長を最短にします。
③SUS管カシメ部に黒マーカーを入れ、その上は透明外覆です。
そのため、錘の取付位置を目視でき、作業性を高めています。
【センサ光ケーブル断面構造】

【施工方法 Ⅰ 】

１ｍ
センサ用光ファイバケーブル

錘

・写真は1997年土木研究所における試験事例
縦軸は歪0.1dB/div、横軸は距離mです。
・センサ用光ケーブルには、標準的な外径10㎜スペーサ型光ケーブルを使用しています。
また、1m間隔で錘を取付ています。
・試験は、川表側を湛水した上で、時間100㎜の降雨侵透水による法尻侵透崩壊を発生させ検知機能を確認した。
・距離分解能：標準1m、損失：標準0.05dB。
数㎞区間を、数秒で計測します。

埋設した光ﾌｧｲﾊﾞーが土砂の動きに伴う錘移動によって曲げが発生することで検知を行う【施工方法 Ⅱ 】

【施工方法 Ⅲ 】

① 適用場所 ：天端の余盛内など、定規断面が近接する場合に適しています。
② 施工方法 ：センサ光ケーブルは一定間隔でループにして、プレート内に収めます。洪水侵食でセンサ光ケーブルにキンクが発生し、光ファイバの損失変化し検知点となります。
③ 配線構成 ：天端肩の深さ10㎝程度に埋設します。
④ 光構成材 ：複数列に敷設の時、光分岐器と光路調整器が必要です。
⑤ ループ化 ：管理用光ファイバを使用し光ファイバをループ構成にします。
これにより、侵食エリアの幅、広がりがリアルタイムで判ります。

① 適用場所 ：天端の余盛内など、定規断面が近接する場合に適しています。
② 施工方法 ：センサ光ケーブルのカシメ部に一定間隔で錘を2個対向して取り付けます。
天端の土が流されると、錘は自重でケーブルを捩じるように左右方向に、また錘全体がカシメ部に接近するように回転し、捩じり損失増加を発生させます。
③ 配線構成 ：天端肩の深さ4～5㎝程度に埋設します。
④ 光構成材 ：複数列に敷設の時、光分岐器と光路調整器が必要です。
⑤ ループ化 ：管理用光ファイバを使用し光ファイバをループ構成にします。
これにより、侵食エリアの幅、広がりがリアルタイムで判ります。

【試験堤防歪増

天端表法面（高水敷）【土木研究所での実証試験データ 】
光センサの検知機能を初めて実証しました。

① 適用場所 ：天端、法面、高水敷など② 施工方法 ：センサ光ケーブルのカシメ部に錘を取り付け埋設します。
③ 配線構成 ：法面の場合、侵食範囲検知のため、高さ方法に複数段に敷設します。
堤防長さ方向300m程度に検知エリアを区切り計測します。
④ 光構成材 ：高さ方法の複数段に敷設の時、光分岐器と光路調整機器が必要です。
⑤ ループ化 ：管理用光ファイバを使用し光ファイバをループ構成にします。
これにより、侵食エリアの幅、広がりがリアルタイムで判ります。

高さ5m 幅10m】
5時間後

0.3％

0％

【OTDRひずみ変化：グラフは1時間単位の計測値重ね表示】⇒0m
埋設

位10m5m

置( m)【実河川での施工例 】
金沢河川国道事務所 手取川

・急流河川対策として、堤体表法面の腹付け部にセンサを埋設。
・河川延長20㎞区間の7区間に3段の検知ラインで構成しています。
・計測は裏小段に設置した局舎で集中して行い、データ処理後、事務所・出張所にWEB配信しています。
・計測機器は事務所・出張所で遠隔操作します。
・局舎からセンサの最遠端箇所まで約10㎞です【観測局舎】
標準施工断面図（注）１．センサケーブルのカシメ部は、埋め戻しの土圧からの保護を行う。
２．センサの上下１０ｃｍは保護砂での保護を行う。
３．２．の上部の埋め戻しは掘削土にて行う。

表法面
１：３

天端－測線 ２の中間測線 ２センサ光ケーブル

２ｍ
かごマットから２ｍ
測線 ２

測線 １

錘
３００ｍｍ

３００ｍｍ

５００ｍｍ

５００ｍｍ
１００ｍｍ
１００ｍｍ

光センサ

１００ｍｍ

カシメ部保護部材

１００ｍｍ

光センサ
固定バンド

６００ｍｍ
センサ埋設図（一般部）【センサ施工状況】【施工方法 Ⅳ 】

① 適用場所 ：天端の余盛内など、定規断面が近接する場合に適しています。
② 施工方法 ：上記Ⅰ～Ⅲのいずれも適用可能です。
③ 配線構成 ：天端肩の深さ5～10㎝程度に埋設します。
④ 光構成材 ：複数列に敷設の時、光分岐と光路調整器が必要です。
⑤ ループ化 ：情報コンセント用光ファイバを経由し、光ファイバをループ構成にします。
これによって、侵食エリアの幅、広がりがリアルタイムで判ります
情報コンセント

センサの計測回線と情報コンセント回線でループ化する施工方法です。
光ファイバを有効利用します。
センサで使用する光の波長は情報コンセント用以外を使用しますので、情報コンセントの利用に影響を与えません。
計測回線のループ施工が容易です。

光ファイバセンサ

堤防

光ファイバ

（情報コンセント）【情報コンセント回線接続構成】

６００ｍｍ

センサ埋設図（カシメ部）【設置断面】

錘