SPECIFICATIONS
本体一体型
通信距離30m *6
通信部 無線 LAN
周波数2.412 ～ 2.472GHz（1 ～ 11ch）
2軸標準バッテリー
BDC72 リチウムイオン電池± 3°
バッテリー 連続使用時間（20 ℃）*7
0.6 ～ 30m
約 2.5 時間（2 個使用時）
0.6 ～ 70m
公称電圧7.2V
（BDC72）360°（最大）容量
5,986mAh
270°（最大）入力電圧AC100 ～ 240V
σ6mm@10m、σ10mm@20m、 電源部
充電時間（BDC72）
約 8 時間測距精度 *2
測定精度
充電器
σ15mm@30m（低温／高温時には、記載の時間（25 ℃、バッテリー平滑化なし
σ5mm@10m、σ10mm@20m、（CDC77)以上かかることがあります）
2 個同時充電時）
面精度（90％
σ15mm@30m
充電温度範囲0 ～ 40 ℃
σ6mm@10m、σ11mm@20m、保存温度範囲-20 ～ 65 ℃反射面）
座標精度
ノンプリ
オートパワーオフ
機能あり（30 分）
σ17mm@30m
スキャン
φ 224mm（ハンドルを含まず）
外径σ4mm@10m、σ6mm@20m、
*2
寸法
測距精度
高さ
280.1mm（アンテナを含まず）
測定精度
σ8mm@30m
スキャナー部*3
器械高225mm
平滑化あり
σ3mm@10m、σ5mm@20m、面精度
質量
約 4.9Kg（バッテリーを含む）
諸般（90％
σ7mm@30m-10 ～ 50 ℃（結露しないこと）
使用温度範囲σ5mm@10m、σ7mm@20m、反射面）
座標精度
保存温度範囲-20 ～ 60 ℃（結露しないこと）
σ10mm@30m
防塵・防水性IP55
スキャンデータ
最大 200,000 点 / 秒
プリズム定数補正値-7mm
水平 11,520 点（360°）
プリズム
最大点数
3mm
鉛直 8,640 点（270°）
3 次元位置精度（σ）（ATP2）（仰角・俯角ともに 20°以内）
5.5mm@10m
2 ～ 100m
547（W）× 285（D）×420（H）mm
2 ～ 80m
測距 *4 11mm@10m
寸法
ターゲット格納ケース（底脚、ハンドル部を含まず）
22mm@10m
2 ～ 20m
スキャン
質量約 4.8kg
水平方向360°（最大）範囲
鉛直方向± 20°（最大）*5*1： 測定対象物が正対面の場合			
クラス 1（JIS C 6802：2014） *2： 面精度、直線性等を含む EDM の総合精度			
レーザークラスレーザー*3： Collage Office、Collage Web 使用時			
波長870nm*4： ターゲットスキャンが可能な最大距離は、アプリケーションソフトウェアの設定によって異なります。
有効画素数
5M ピクセルカメラ部*5： ATP2/ATP2S II 使用時			
画角180°（V）× 130°（H）*6： 通信機器間付近に障害物がなく、電波発信・妨害する施設や車がほとんどない場合		タイプ
SD メモリーカード*7： 気温などの使用環境や観測条件により変わることがあります。			
SDHC Class10 以上
規格
カードスロット32GB（FAT32）まで使用可
スロット数
1
自動整準部

方式
自動整準機構整準範囲
18% 反射面
測距 *1
90% 反射面
水平方向
範囲
鉛直方向

標準構成品

ESN-100

Scanning Navigator

簡単
自動オプショナル・アクセサリー● ESN-100 本体● バッテリー（BDC72）● 充電器（CDC77）● 電源ケーブル (EDC113B)● プリズム（ATP2）● シリコーンクロス● 工具ケース● スタートアップガイド● SD カード（取扱説明書 PDF）
● 格納ケース● 背負いベルト● 輸出規制カード

142
2
2
1
1
11
111

● フィールドコントローラー

FC-6000A● バックパック SC252

これならできる。自分でスキャン！
・ワンボタンでカンタン整準 ！
・自動でターゲットを検出！
・スキャンデータを自動で結合 ！
・遠隔操作・リアルタイム！
● Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
● その他カタログ記載の製品名等は各社の商標または登録商標です。
● カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
● カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。
注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ご用命は商 品 に 関 するお 問 い 合 わ せトプコン測量機器コールセンター

0120-54-1199（フリーダイヤル）

受付時間9:00〜17:00（土・日・祝日・弊社休業日は除く）

本社 スマートインフラ事業管理部 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1
TEL (03)3558-2527 ホームページ https://www.topcon.co.jp

本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672

札幌オフィス仙台オフィス確実

東京オフィス名古屋オフィス

大阪オフィス福岡オフィス©2024

Printed in Japan 2024 07-01 P-336-1

・昨日と今日のスキャンデータを比較 ！
・設計データと現況データを比較！

計測の自動化により “ だれでも使える ”
現場完結型により “ 手戻りなく失敗しない ”

現場で完結！自動スキャンソリューション
ESN-100 専用フィールドソフトウェア

Topcon Raster Scan

誰でも現場を簡単 確実 に360°プリズム

デジタル化！

ESN-100

フィールドコントローラー

カメラ

現場でのスムーズな 3D 計測と解析をサポートする
フィールドソフトウェア !
簡単操作で 3 次元計測が行えます。リアルタイム表示、設計や過去の点群との比較機能により現場の進捗管理の効率化を実現します。

無線アンテナ360°
プリズムを標準付属任意の位置にスキャナーを設置し後方交会法による器械設置が可能です。

フィールドコントローラー
FC-6000A
大型画面とサクサク動作で快SD カード

自 動

整準・器械設置が自動化！だから簡単

現場完結 その場で計測結果を確認！手戻り軽減で確実

ワンボタンでカンタン整準！

遠隔操作・リアルタイム！

自動整準機能によりボタンを押すだけで専用フィールドソフトウェア「Topcon

楽々整準。経験不要でだれでも器械設

Raster Scan」によりその場で計測結置ができます。

適作業を実現。高い機動性で現場作業をサポートします。

小型・軽量・ハンドル付き
高 い 機 動 性 で 現 場 作 業 をサポートします。

Android™ OS 対応です。
バッテリー操作パネル

ESN-100 本体を電源 ON した後はすべてタブレット・ソフトウェアを使用して操作します。数クリックするだけでスキャンを実施し、自動で計測が完了します。

果が確認でき、次にどこをスキャンすればいいかを把握しながら作業を進められます。

自動でターゲットを検出！

昨日と今日のスキャンデータを比較！

最大 100 ｍまでプリズムを自動検出し、昨日まで平坦だった現況に、今日は盛り後方交会を行います。360°プリズム対土を行った際に、スキャンデータを比較応のため共通のターゲットを複数の計測して進捗管理・土量計算が可能です。

長時間の連続観測

バックパック（オプション）

利用シーン

持ち運びに優れたバックパックも用意しています。山間部など本体を利用しながらバッテリーを交換できるホットスワップ機
能を搭載しています。の急峻な現場でも、簡単・安全に器械の持ち運びや設置が行えます。

箇所で使用できます。

スキャンデータを自動で結合！

設計データと現況データを比較！

複数スキャンデータを自動で結合。

起工測量後は設計照査や土量計算、出計測後はスキャンデータを現場で出力 !

後方交会法を採用し、だれでも、簡単・

来高管理では進捗管理、出来形管理に・共通フォーマット LAS TXT に対応！

高精度に結合された点群データを取得

おいては検査として設計と現況の差分をできます。

現場で確認できます。

・点群処理ソフトウェアへ直接入力可能！

「点群生成の後処理不要！」

USBでデータを抜き出し点群処理ソフトウェアで直接読み込みすぐに活用！