人工肺の性能データ

300
250

牛新鮮血液
Hb. =12 1g/dL

200Temp. =37 1℃
pH=7.4
SVO2 =65 5%
PCO2 =45 5mmHg
B.E. =0 5mEq/L
FiO2 =1.0V/Q =1.0150
100
5000123456350

160

1.2300140

1.0250
200

牛新鮮血液
Hb.

=12 1g/dL
Temp.=37 1℃
pH=7.4

150
100

SVO2 =65 5%

PCO2 =45 5mmHg
B.E.

50

70

灌流方式
膜素材
有効膜面積
最大血液流量
充填量

各接続口

01

2=0 5mEq/L

3456806040

牛新鮮血液
Hb. =12 1g/dL
Temp.=37 1℃

207001234567二酸化炭素移動量

人工肺（HPO-23RHF-CP、HPO-23H-CP）

動脈血出口ポート：9.5mm(3/8inch）

ガス入口ポート：6.4mm(1/4inch）

ガス出口ポート：6.4mm(1/4inch）

メラNHPエクセランTPC

0.6TBo‒TBi
熱交換効率 E =TWi‒TBi

0.20.0

HPO-23RHF-CP/ HPO-23H-CP/ HVR-4NFP

熱交換水流量=11.5 L/min

0.4

圧力損失

中空糸外部灌流型
シリコーン膜（支持体：多孔質ポリプロピレン膜）
2.3㎡
7L/min225mL
静脈血入口ポート：9.5mm(3/8inch）

Cardiovascular Surgery

0.8

血流量 [L/min]

血流量[L/min]（30 1℃）
TBi : 血液入口温度
TBo : 血液出口温度
TWi : 熱交換水入口温度（40 1℃）

01234567

血流量 [L/min]

熱交換能周辺アクセサリー

ブラッドカルディオプレギアポート ：6.4mm(1/4inch）
静脈血サンプリングポート：ルアーポート

血液温度測定ポート：ルアーポート（プローブホルダー付）

冷温水出入口ポート：12.7mm(1/2inch）

熱交換器
コーティング

多管式：ポリエチレンテレフタレート（PET）：面積SEC

材質
最大貯血量
最小貯血量

ポリカーボネート
4000mL
200mL
静脈血：7L/min

最大血液流量100

FiO2 =1.0
V/Q =1.0

血流量 [L/min]

酸素移動量120
熱交換効率 [‒]

350

CO2移動量 [mL/min]

O2移動量 [mL/min]400

圧力損失値 [mmHg]

450■NHPエクセランホルダー HEH-23B

0.23㎡

静脈リザーバ（HPO-23RHF-CP、HVR-4NFP）

吸引血：5L/min
静脈血入口ポート（回転式）：12.7mm(1/2inch） 1：ルアーポート 3■NHPエクセランホルダー HEH-23R：血液温度測定ポート 1
静脈血出口ポート：9.5mm（3/8inch） 1

吸引ポート
（回転式）

：6.4mm（1/4inch） 3：6.4mm（1/4inch）
・9.5mm(3/8inch）兼用 2：ルアーポート 4

各接続口

急速充填ポート（回転式）：9.5mm(3/8inch） 1：6.4mm（1/4inch） 1：ルアーポート 1

マルチポート(回転式）：9.5mm(3/8inch） 1：6.4mm（1/4inch） 1■メラ三連三方活栓用ホルダー HMH-23：ルアーポート 1
ルアーポート：心内血フィルター内 2：心内血フィルター外 1

心内血フィルター
コーティング：6.4mm（1/4inch） 1
ベントポート
材質：ポリエチレンテレフタレート（PET）；38μm
SEC

製造販売業者■メラブラッドレベルディテクター NHP-LD■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先：本社商品企画 循環器：TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011■営業拠点：札幌支店・函館・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・高松・九州支店・鹿児島
注意

実際のお取り扱いの際には添付文書又は取扱説明書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。
あらかじめご了承下さい。
●2013/6/3000 ●承認番号：22500BZX00173000 ●不許複製 ●S-1 ●D-22 ●BH-0197-01 www.mera.co.jp/

Ternalpolymer Coating for Advancement in Perfusion

独自のシリコーンコーティング技術と回転機構■シリコーンコーティング膜

安定した性能を誇る NHP シリーズにSEC による総合的な血液適合性をプラス
メラ高分子コーティング SEC

SEC層

シリコーン層̶ Senko E-Ternal Coating ̶

血小板粘着抑制機能（走査型電子顕微鏡像）

補体活性化抑制
ポリプロピレン●多孔質ポリプロピレン中空糸膜の表面にシリコーンをコーティングし、さらにSECでコーティングしています。

タンパク吸着抑制

血小板粘着抑制●高い耐久性（血漿リーク抑制効果）と安定したガス交換能が特長です。
●シリコーンコーティングによる膜表面の平滑化により、血球成分への影響を低減します。

撥水性シリコーン

親水性PEG

親水性PEG■回転機構

右上部分にSECを施したポリカーボ
ネート（PC）板上にクエン酸加血漿を滴下して37℃で4時間インキュベートした後の血小板粘着の様子（SEM画像）疎水性アルキル基：耐久性■HPO-23RHF-CP（一体型）（イメージ図）※PEG：ポリエチレングリコール

社内データ「ポリエチレングリコール」、「シリコーン」、「アルキル基」からなる「ターナルポリマー（三元共重合体）」の新しいコーティング

耐久性：エターナルな持続効果

血小板保存効果

補体系保存効果
PVC＊＊
PVC
＊＊SEC

SEC
Control

Control00

10203040（unit/mL）

材料表面に37℃で1時間接触させたヒト血清の補体価 CH50（n=5）

204（× 10 個 /μL）

SEC

社内データ

PVC
＊＊0

■HVR-4NFP（リザーバー単体）

15

血液凝固抑制効果

SEC
（n=2)

■HPO-23H-CP
（肺単体）

10

材料表面に37℃で3時間接触させたヒト血漿中の（ミクロスフィアカラム法）
血小板数（n=3）

PVC（n=2)■人工肺とリザーバーヘッド部の回転機構により、様々なレイアウトの血液回路に対応できます。
また、回路レイアウトの最適化につながり、プライミングボリュームの低減を可能にします。

5200

400

600

800（ng/mL）

材料表面に37℃で1時間接触させたヒト血清中のC3a量（ELISA法）（正常値：71.0-589.2ng/mL）
社内データ

SEC
01020304050（分）材料表面に37℃で接触させたヒト血漿の凝固時間（n=5）（チューブ倒立法）（p<0.01）＊＊有意差あり※PVC：ポリ塩化ビニル※PC：ポリカーボネート

社内データ

PC
牛血循環に6時間曝した材料表面をリンスし、ヒト血漿を滴下して4時間経過後の血小板粘着の様子（SEM画像）社内データ

独自のシリコーンコーティング技術と回転機構■シリコーンコーティング膜

安定した性能を誇る NHP シリーズにSEC による総合的な血液適合性をプラス
メラ高分子コーティング SEC

SEC層

シリコーン層̶ Senko E-Ternal Coating ̶

血小板粘着抑制機能（走査型電子顕微鏡像）

補体活性化抑制
ポリプロピレン●多孔質ポリプロピレン中空糸膜の表面にシリコーンをコーティングし、さらにSECでコーティングしています。

タンパク吸着抑制

血小板粘着抑制●高い耐久性（血漿リーク抑制効果）と安定したガス交換能が特長です。
●シリコーンコーティングによる膜表面の平滑化により、血球成分への影響を低減します。

撥水性シリコーン

親水性PEG

親水性PEG■回転機構

右上部分にSECを施したポリカーボ
ネート（PC）板上にクエン酸加血漿を滴下して37℃で4時間インキュベートした後の血小板粘着の様子（SEM画像）疎水性アルキル基：耐久性■HPO-23RHF-CP（一体型）（イメージ図）※PEG：ポリエチレングリコール

社内データ「ポリエチレングリコール」、「シリコーン」、「アルキル基」からなる「ターナルポリマー（三元共重合体）」の新しいコーティング

耐久性：エターナルな持続効果

血小板保存効果

補体系保存効果
PVC

＊＊
PVC
＊＊
SEC

SEC
Control

Control

0010203040（unit/mL）

材料表面に37℃で1時間接触させたヒト血清の補体価 CH50（n=5）

204（× 10 個 /μL）

SEC

社内データ

PVC
＊＊0■HVR-4NFP（リザーバー単体）

15

血液凝固抑制効果

SEC
（n=2)

■HPO-23H-CP
（肺単体）

10

材料表面に37℃で3時間接触させたヒト血漿中の（ミクロスフィアカラム法）
血小板数（n=3）

PVC
（n=2)

■人工肺とリザーバーヘッド部の回転機構により、様々なレイアウトの血液回路に対応できます。
また、回路レイアウトの最適化につながり、プライ
ミングボリュームの低減を可能にします。

5200400600800（ng/mL）

材料表面に37℃で1時間接触させたヒト血清中のC3a量（ELISA法）（正常値：71.0-589.2ng/mL）
社内データ

SEC
01020304050（分）材料表面に37℃で接触させたヒト血漿の凝固時間（n=5）（チューブ倒立法）（p<0.01）＊＊有意差あり※PVC：ポリ塩化ビニル※PC：ポリカーボネート

社内データ

PC
牛血循環に6時間曝した材料表面をリンスし、ヒト血漿を滴下して4時間経過後の血小板粘着の様子（SEM画像）社内データ

人工肺の性能データ

300
250

牛新鮮血液
Hb. =12 1g/dL

200

Temp. =37 1℃
pH=7.4
SVO2 =65 5%
PCO2 =45 5mmHg
B.E. =0 5mEq/L
FiO2 =1.0V/Q =1.0150
100
50
00

123456350

160

1.2300140

1.0250
200

牛新鮮血液
Hb.

=12 1g/dL
Temp.=37 1℃
pH=7.4150
100

SVO2 =65 5%

PCO2 =45 5mmHg
B.E.

50

70

灌流方式
膜素材
有効膜面積
最大血液流量
充填量

各接続口

012=0 5mEq/L

3456806040

牛新鮮血液
Hb. =12 1g/dL
Temp.=37 1℃

207001234567

二酸化炭素移動量

人工肺（HPO-23RHF-CP、HPO-23H-CP）

動脈血出口ポート：9.5mm(3/8inch）

ガス入口ポート：6.4mm(1/4inch）

ガス出口ポート：6.4mm(1/4inch）

メラNHPエクセランTPC

0.6TBo‒TBi
熱交換効率 E =TWi‒TBi

0.20.0

HPO-23RHF-CP/ HPO-23H-CP/ HVR-4NFP

熱交換水流量=11.5 L/min

0.4

圧力損失

中空糸外部灌流型
シリコーン膜（支持体：多孔質ポリプロピレン膜）
2.3㎡
7L/min225mL
静脈血入口ポート：9.5mm(3/8inch）

Cardiovascular Surgery

0.8

血流量 [L/min]

血流量[L/min]（30 1℃）
TBi : 血液入口温度
TBo : 血液出口温度
TWi : 熱交換水入口温度（40 1℃）

01234567

血流量 [L/min]

熱交換能

周辺アクセサリーブラッドカルディオプレギアポート ：6.4mm(1/4inch）
静脈血サンプリングポート：ルアーポート

血液温度測定ポート：ルアーポート（プローブホルダー付）

冷温水出入口ポート：12.7mm(1/2inch）

熱交換器
コーティング

多管式：ポリエチレンテレフタレート
（PET）
：面積
SEC

材質
最大貯血量
最小貯血量

ポリカーボネート
4000mL
200mL
静脈血：7L/min

最大血液流量100

FiO2 =1.0
V/Q =1.0

血流量 [L/min]

酸素移動量

120
熱交換効率 [‒]

350

CO2移動量 [mL/min]

O2移動量 [mL/min]400

圧力損失値 [mmHg]

450■NHPエクセランホルダー HEH-23B

0.23㎡

静脈リザーバ（HPO-23RHF-CP、HVR-4NFP）吸引血：5L/min
静脈血入口ポート（回転式）：12.7mm(1/2inch） 1：ルアーポート 3■NHPエクセランホルダー HEH-23R：血液温度測定ポート 1
静脈血出口ポート：9.5mm（3/8inch） 1

吸引ポート
（回転式）

：6.4mm（1/4inch） 3：6.4mm（1/4inch）
・9.5mm(3/8inch）兼用 2：ルアーポート 4

各接続口

急速充填ポート（回転式）：9.5mm(3/8inch） 1：6.4mm（1/4inch） 1：ルアーポート 1

マルチポート(回転式）：9.5mm(3/8inch） 1：6.4mm（1/4inch） 1■メラ三連三方活栓用ホルダー HMH-23：ルアーポート 1
ルアーポート：心内血フィルター内 2：心内血フィルター外 1

心内血フィルター
コーティング：6.4mm（1/4inch） 1
ベントポート
材質：ポリエチレンテレフタレート
（PET）
；38μm
SEC

製造販売業者■メラブラッドレベルディテクター NHP-LD■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先：本社商品企画 循環器：TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011■営業拠点：札幌支店・函館・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・高松・九州支店・鹿児島
注意

実際のお取り扱いの際には添付文書又は取扱説明書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。
あらかじめご了承下さい。
●2013/6/3000 ●承認番号：22500BZX00173000 ●不許複製 ●S-1 ●D-22 ●BH-0197-01 www.mera.co.jp/

Ternalpolymer Coating for Advancement in Perfusion