【 取 扱 説 明 書 】
積 算 指 示 計

ＭＯＤＥＬ：ＣＵ－６２２シリーズ

シリーズ名出力

入力

電源形状

端子台機

カバー

ＣＵ－６２２ 無記

能

警報出力（ＮＰＮオープンコレクタパルス出力）

Ｐ２

警報出力（フォトモスリレー出力）
無記

ＮＰＮオープンコレクタパルス入力

Ｆ

電圧パルス入力

Ｖ

タコゼネ信号入力

Ｎ３

サイン波信号入力
無記

ＡＣ１００／２００Ｖ±１０％ (50/60Hz共用)

ＡＰ

輸出向け

１２

ＤＣ１２Ｖ電源（センサ用電源無し）

２４

ＤＣ２４Ｖ電源（センサ用電源無し）

４８

ＤＣ４８Ｖ電源（センサ用電源無し）

ＡＣ１１５／２３０Ｖ±１０％

無記

Ｗ９６×Ｈ４８×Ｄ８２.３ｍｍ
ＤＩＮパネル埋め込み型

ＤＭ

据え置き型

Ｗ１６８×Ｈ１０２×Ｄ２１０ｍｍ

無記

端子台カバー無し

Ｃ

端子台カバー付き（２枚）【 第８版

2009. 9. 3 】@CU-622(8)ご使用に際しての注意事項とお願い
この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠に有り難う御座います。製品を安全に御使用頂くため、下記の注意事項と取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。
注意
１．電源電圧は使用範囲内で使用して下さい。
２．負荷は定格以下で使用して下さい。
３．直射日光はさけて使用して下さい。
４．可燃性ガスや発火物のある場所では使用しないで下さい 。
５．定格を越える温湿度の場所や結露の起きやすい場所では使用しないで下さい。
６．本体に激しい振動や衝撃を与えないで下さい。
７．本体に金属粉等の埃や水が入らない様にして下さい。
８．電源配線時は感電等の事故に注意して下さい。
９．通電中は端子に触らないで下さい。感電の恐れがあります。
１０．電源を入れた状態で分解したり内部に触れたりしないで下さい。感電の恐れがあります。

目

次

１．付属品の確認と保証期間について・・・・・・・・・・・・・・・・・

１２．仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２

３．メーターの取り付け方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３

４．フロント部の各名称とその機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４５．端子台の接続方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５

６．入力回路の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６

７．設定メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

７

８．各設定のキー操作方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

８～１０

９．初期設定値と初期化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
１０．各モードの内容と設定方法「モードＮｏ.００」演算方式及び小数点位置の設定 ・・・・・・・・１２「モードＮｏ.０１」換算器の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・１２～１３「モードＮｏ.０２」ＥＸＰ値の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・１３「モードＮｏ.０３」警報出力（ＯＵＴ１）の設定 ・・・・・・・・・１４「モードＮｏ.０４」警報出力（ＯＵＴ２）の設定 ・・・・・・・・・１５「モードＮｏ.０５」同期パルス出力の設定 ・・・・・・・・・・・・１５１１．外形寸法図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６
１２．ノイズ対策について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７
１３．トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８～１９
１４．ヒューズの交換方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９

１．付属品の確認と保証期間について付属品の確認について本機が届きましたら、下記のものが揃っているか確認を行って下さい。
（１）ＣＵ－６２２（お客様仕様通りのもの）・・・・・・・・・・１（２）ＣＵ－６２２の取扱説明書（３）単位ラベル

・・・・・・・・・・・・・・・１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１（４）お客様指定の付属品（ご指定のない場合はありません）
どれか１つでも誤ったもの、又は欠けているものがありましたら弊社までご連絡下さい。
（お客様の都合により付属されていないものもあります。）

保証期間と保証範囲について
１．保証期間納入品の保証期間は引渡し日より１年間とさせて頂きます。
２．保証範囲上記保証範囲中に当社の責任による故障を生じた場合は、当社工場内にて無償修理させて頂きます。但し、下記にあげます事項に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させて頂きますので御了承下さい。
①

本取扱説明書又は仕様書等による契約以外の使用による故障②

当社の了解なしにお客様による改造又は修理による故障③

故障の原因が当社納入品以外の事由による故障④

設計仕様条件を越えた保管・移送又は使用による故障⑤

火災、水害、地震、落雷、その他天災地変による故障

- 1 -

２．仕様

項目

仕赤色ＬＥＤ様表示器

６桁

文字高１５.２mm

小数点以下表示

小数点以下４桁まで表示可能（モード設定により設定可）

計測範囲－９９９９９～９９９９９９（ゼロブランキング方式）
表示オーバー時は表示点滅となり、エンドレスでカウントアップします。

入力信号

オープンコレクタパルス入力（MIN１０mA）又は無電圧接点

オプション入力（Ｆ）

電圧パルス入力 ＜ "Ｌ" ２.０Ｖ以下

オプション入力（Ｖ）

タコゼネ信号入力 ＜ＡＣ０.３Ｖ～８０Vp-p＞

オプション入力（Ｎ３）

サイン波信号入力 ＜ＡＣ２０mV～２０Vp-p＞

測定精度

スケーリング（換算器）１において誤差±０

入力スケーリング

１×１０ －９ ～９９９９倍（モード設定により設定可）

入力応答

HI：0.01Hz～10KHz

センサ供給電源

ＤＣ＋１２Ｖ ±１０％

警報出力

オープンコレクタ２段出力（定格 DC30V 50mA）

オプション出力（Ｐ２）

フォトモスリレー出力ａ接点２段出力定格負荷電流：８０mA ＭＡＸ
負荷電圧：ＡＣ１４０Ｖ，ＤＣ３０Ｖ"Ｈ" ３.５～３０Ｖ＞

MID：0.01Hz～1KHz
５０ｍＡ

LOW：0.01Hz～50Hz（ＭＡＸ）安定化

ＭＡＸ

同期パルス出力信号レベル・・・オープンコレクタ出力（定格 DC30V 50mA）
パルス幅・・・・０.０１～１０秒

リセット

後面端子台入力（５０ms MIN）／前面リセットキー：２秒以上ＯＮ

停電補償

約１ヶ月（カウンタ表示値のバックアップ）

使用温湿度範囲

０～５０℃

電源電圧

ＡＣ１００Ｖ／２００Ｖ±１０％（５０／６０Hz）約３.５ＶＡ
オプション：ＤＣ１２Ｖ／２４Ｖ／４８Ｖ±１０％

質量・外形寸法

約３３０ｇ

ケース材質

ＡＢＳ樹脂ガラス入り

３０～８０％RH（但し結露しないこと）

Ｗ９６×Ｈ４８×Ｄ８２.３mm- 2 -黒色

３．メーターの取り付け方法
メーターの取り付け方
１．

パネルカットして、前面よりメーターを挿入して下さい。

パネルカット寸法+0.8

45 -0+0.5

92 -0

図１２．

ネジ×2
背面より取り付け金具でしっかり押さえ、ネジで締め付けて下さい。

図２

取付金具

１．水平に取り付け下さい。
２．板厚０．８mm～４.０mmのパネルに取り付けて下さい。

フロントパネルの取り外し方

図３

図４

図３の様に手で下側を持ち上げる様にすれば簡単に外せます。

盤に取り付けている時は、図４の矢印部分をマイナスドライバ等でこじてから外して下さい。

- 3 -４．フロント部の各名称とその機能
1

図５表示器

モード表示器
（設定時）

コード表示器（設定時）
A

2

OUT1インジケータ

3

OUT2インジケータ

BC

DE

F

4

モードキー

8

リセットキー

5

シフトキー

7

エンターキー

6

アップキー

①表示器
１）計測時に計測値を表示します。
２）モード切り換え時は次の表示をします。
Ａ、Ｂ・・・・モードＮｏ.を表示
Ｃ～Ｆ・・・モード内容を表示３）プリセット値設定時は次の表示をします。
Ａ～Ｆ・・・プリセット値を表示（但しＡは "－" 設定値と併用）
４）表示オフセット値設定時は次の表示をします。
Ａ～Ｆ・・・表示オフセット値（但しＡは "－" 設定値と併用）②・③警報出力ランプ
警報出力（ＯＵＴ１、ＯＵＴ２）がＯＮ時に点灯します。
同期パルス出力時は、その出力に対して点灯します。
④モードキー
MODE
このキーとシフトキーを同時に２秒以上押すとモード設定になります。
モード設定中にこのキーを押していくと表示器Ａ、Ｂが（００→０１→・・・→０５→００→０１→・・・）と変わります。
⑤シフトキー
点滅表示している位置（桁）を右へ移動させます。
⑥アップキー∧
点滅表示している数字を変更します。このキーを押す度に１ずつ数字が上がっていきます。
⑦エンターキー
ENT
モード設定完了時にこのキーを押すと、設定値が登録され計測モードに戻ります。
⑧リセットキー
RES
このキーを２秒以上押すとリセットがかかり表示が "０" になります（表示オフセット設定で表示値を変更できます（１０ページ参照））。又、警報出力も解除となります。
- 4 -５．端子台の接続方法
センサ入力

1234567電源
111213141516※+-8910OUT1OUT2171918

図６タコゼネ入力
サイン波入力オプション

20

端子台１７番、１８番（ＯＵＴ１）はモード設定により同期パルス出力も可能です。
（１４、１５ページ モード３、５参照）

・配線上の注意
１）電気配線時は感電等の事故に注意して下さい。
２）端子名称をよく確認してから正しく配線して下さい。
３）電源の配線はＡＣ仕様かＤＣ仕様かをよく確かめ、間違えない様に行って下さい。
４）センサの種類により入出力の配線が違ってきますので、上記（図６）の接続図を参照しながら配線して下さい。もし誤って配線しますとセンサや入出力回路が破損するおそれがあります。
５）センサ電源はセンサ以外の用途に使用しないでください。
６）端子台のネジは確実に締めて下さい。
Ａ．直流３線式パルスセンサ
電源供給型

7Ｂ．直流２線式パルスセンサ

図８

消費電力等が合わない場合

センサ

6

図７センサ

86Ｃ．タコゼネ／サイン波信号

7センサ

電源86

図９78Ｄ．有接点出力センサ

タコゼネ
サイン波

8

図１０有接点

9 106- 5 -78６．入力回路の構成①オープンコレクタパルス入力

図１１+12V+12V

86②電圧パルス入力

図１２+12V

86・ディップスイッチの設定
ディップスイッチ（ＤＳＷ）の設定により入力周波数及びオープンコレクタパルス入力、電圧パルス入力及びタコゼネ入力の切り換えができます。
表１
１２３４
入力周波数 ５０Hz以下
ＯＮ
ＯＮ
入力周波数 １KHz以下
ＯＮ
ＯＦＦ
入力周波数 １０KHz以下
ＯＦＦ
ＯＦＦ
オープンコレクタパルス入力
電圧パルス入力
タコゼネ入力（オプション）

ＯＮＯＦＦＯＮＯＦＦＯＦＦＯＮ

メータ左側面にディップスイッチがありますので、風穴より設定して下さい。
（設定しにくい場合は、側面のネジ４ヶ所を外し基板を取り出して設定して下さい。）
図１３
12

34

感度

タコゼネ入力感度調整ボリューム
低高- 6 -

- 7 -

M

M

M

M

M

E

R

テストモード

M

E
R

M

モードキー
シフトキー
アップキー
E エンターキー
R リセットキー

初期化

E

E
R

登録未登録

計測モード

電源OFF

M

M

M

M

M

M

M

M

登録 / R 未登録

0 演算方式・小数点位置の設定

0 0 警報出力（ＯＵＴ２）の設定

0 0 警報出力（ＯＵＴ１）の設定

ＥＸＰ値（乗数）の設定

0 5. 0 0. 0 5 同期パルス出力の設定

0 4.

0 3.

0 2. 30 1. 1 0 0 0 換算器の設定

0２秒以上ＯＮ

登録 / R 未登録

0 0.

M ＋

E

9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9

M ２秒以上ＯＮE

２秒以上ＯＮ0 0 0 0 0 0 表示オフセット値の設定

M ＋７．設定メニュー

８．各設定のキー操作方法（１）モードの設定方法
各モードの設定は下記（表２）のキー操作で行って下さい。又、設定値の内容等は１２ページ以降に記載しています。
表２操作キー

表示部

操作内容

モードキー
＋シフトキー

Ａ０Ｂ Ｃ
０．

Ｄ０ＥＦ０

２秒以上同時に押すとモード設定に入り、モード"００" が呼び出されます。

モードキー

Ａ０

Ｂ Ｃ Ｄ
１．１ ０
↑
００～０５

Ｅ０Ｆ０

モードＮｏ．を変更します。（００～０５まで）（００→０１→・・・→０５→００→・・・）

シフトキー

Ａ０

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
１．１ ０ ０ ０↑→ → →

点滅表示の位置（桁）を右へ移動します。

アップキー

Ａ０Ｂ Ｃ
１．１

点滅表示の数字を変更します。一度押す度に１ずつ数字が上がって行きます。（０～９）（０→１→・・・→９→０→・・・）

Ｄ Ｅ
１ ０
↑
０～９Ｆ０

エンターキー

モード設定終了後に押します。各モードの設定値を登録し、計測モードに戻ります。

リセットキー

計測モードに戻ります。エンターキーと違って設定値の登録は行いません。

- 8 -（２）プリセット値の設定方法
警報出力のプリセット値の設定は下記（表３）のキー操作で行って下さい。
設定範囲は "－９９９９９～９９９９９９"です。
又、警報出力（ＯＵＴ１／ＯＵＴ２）の上限・下限の設定は１４ページ以降に記載している"モード０３" 、 "モード０４" を参照して下さい。
表３
操作キー

表示部
Ｂ
９Ｃ
９Ｄ９

操作内容

モードキー

Ａ９Ｅ９Ｆ
９

２秒以上押すとＯＵＴ１ランプが点滅し、ＯＵＴ１のプリセット値設定モードになります。
又、ＯＵＴ１／ＯＵＴ２の切り換えも行います。
現在設定中のランプが点滅します。

シフトキー

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
９ ９ ９ ９ ９ ９↑→ → → → →点滅表示の位置（桁）を右へ移動します。
アップキーと併用して希望の設定値に合わせて下さい。

アップキー

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
９ ０ ９ ９ ９ ９
↑ ↑
↑ ０～９
↑
０～９（９→ "－" →０）

点滅表示の数字を変更します。一度押す度に１ずつ数字が上がって行きます。シフトキーと併用して希望の設定値に合わせて下さい。
（０→１→・・・→９→０→・・・）
表示器Ａのみ "－" 表示があります。
（０→１→・・・→９→ "－" →０→・・・）

エンターキー

設定終了後に押します。各設定値を登録し、計測モードに戻ります。

リセットキー

計測モードに戻ります。エンターキーと違って設定値の登録は行いません。
又、計測モード中にこのキーを押すと警報出力を解除します。

- 9 -（３）表示オフセットの設定方法
通常はリセットキーを押すと表示を "０" に戻しますが、表示オフセットで希望の数値に設定すると、リセットキーを押されたときはこの設定された数値となります。
例えば "１０００" と設定した場合、リセット入力が入ると表示は "０" ではなく "１０００"となり次のカウントは "１０００" から始まります。
表示オフセット値の設定は下記（表４）のキー操作で行って下さい。
設定範囲は”－９９９９９～９９９９９９”です。
表４操作キー

表示部
Ｂ０モードキー
＋
アップキー

Ａ０Ｆ
０

２秒以上押すと表示が "００００００" （以前に設定している場合はその設定値）となり表示オフセット設定モードになります。

シフトキー

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０ ０ ０ ０ ０ ０↑→ → → → →点滅表示の位置（桁）を右へ移動します。
アップキーと併用して希望の設定値に合わせて下さい。

アップキー

Ａ０

点滅表示の数字を変更します。一度押す度に１ずつ数字が上がって行きます。シフトキーと併用して希望の設定値に合わせて下さい。
（０→１→・・・→９→０→・・・）
表示器Ａのみ "－" 表示があります。
（０→１→・・・→９→ "－" →０→・・・）

Ｂ０Ｃ０Ｄ０

操作内容

Ｃ Ｄ
２ ０↑
０～９Ｅ０Ｅ０Ｆ０

エンターキー

リセットキー

注意

設定終了後に押します。設定値を登録し、計測モードに戻ります。

ＡＢ

Ｃ
２

Ｄ０

Ｅ０

Ｆ
０

２秒以上押すことでリセットがかかり、表示が設定値となります。そして次からはこの設定値からカウントアップ、カウントダウンを始めます。

前面のリセットキーは "２秒以上" 押すことによりリセットとなり、端子台のリセット入力は信号が入り次第 "即" リセットとなります。

- 10 -

９．初期設定値と初期化
事前にお客様から仕様をお伺いしている場合はその設定に合わせていますが、通常（工場出荷時）は下記（表５・表６・表７）の設定値となっています。
各モードの設定値

表５

モードＮｏ．

初期設定値
ＣＤ

設定メモ欄

ＡＢＥ００．

０１．

１０

２．

３０３．

００－

－０４．

００－－０５．

０

５０００ＦＣ０－

Ｄ０．

０－

プリセット（上下限）値
警報出力－

表６

初期設定値

設定メモ欄

ＯＵＴ１９９９９９９ＯＵＴ２９９９９９９

表示オフセット値

表７
初期設定値

０Ｆ－－０Ｅ０００

設定メモ欄
００

初期化
エンターキーを押しながら電源を投入することにより初期化を行うことができます。初期化
後、各モードの設定値は表５、表６、表７の通りの設定値になります。
注意
初期化を行うと現在の設定値がすべて初期設定値となりますので、初期化を行う場合は予め現在の設定値の記録を残してから実行して下さい。

※

ノイズ等で内部のコンピュータが暴走した場合は上記の方法で初期化を行い、希望の設定値に合わせ直して下さい。

- 11 -

１０．各モードの内容と設定方法
モード設定は "モードキー" と "シフトキー" を同時に２秒以上押して呼び出して下さい。

モードNo.

演算方式及び小数点位置の設定

Ａ０Ｂ０．

Ｃ

Ｄ０Ｅ

Ｆ０００
小数点位置０・・・
０１・・・
０．０２・・・
０．００
３・・・ ０．０００４・・・０．００００
演算方式
０・・・加算１・・・減算
小数点位置定：
小数点の位置を設定します。
演算方式：
入力信号を加算方式で表示するか減算方式で表示するかを設定します。
〔例〕小数点以下１桁までを表示し、加算方式で表示する場合の設定は下記の通りになります。
Ａ０

モードNo.

Ｄ０Ｅ

Ｆ
１

換算器の設定

Ａ
００１Ｂ
Ｃ０．

Ｂ
１．

Ｃ
１×1000

Ｄ０×100

Ｅ
０×10

Ｆ
０×1
換算器
０００１～９９９９（４桁数値）※００００は設定しないで下さい

積算計測の入力換算器として働きます。この換算器とＥＸＰ値（乗数）を設定することにより、１パルス当たりの倍率を設定できます。ＥＸＰ値（乗数）は "モード２" で設定します。

- 12 -

〔例〕１パルス当たり１．２３４cc／pの流量センサを使用して積算流量を㍑で表示したい場合の設定は下記の通りになります。
１．２３４cc

モード１モード２モードNo.

Ａ０Ａ

１２３４×１０ －６

０．００１２３４㍑
表示したい値（㍑）に直します
ＢＢ

０Ｃ
１Ｃ

Ｄ
２Ｄ

Ｅ
３Ｅ

Ｆ
４Ｆ

換算器

ＥＸＰ値（乗数）

６

ＥＸＰ値の設定

Ａ０Ｂ
２．

Ｃ
３ＤＥＦ０２
ＥＸＰ値（乗数）
換算器×１０ ０～－９
ＥＸＰ値（乗数）：換算器の乗数（１０ ０～－９）を設定します。 "モード１" と組み合わせて設定して下さい。
〔例〕ＥＸＰ値（乗数）を "モード１" の例の通り "６" とすると設定は下記の通りになります。
Ａ０Ｂ
Ｃ
２． ６- 13 -ＤＥ

Ｆ

モードNo.

警報出力（ＯＵＴ１）の設定

Ａ０Ｂ
３．

Ｃ

ＤＥ０Ｆ
００３
出力モード０・・・比較
１・・・保持２・・・１ｼｮｯﾄ
３・・・１ｼｮｯﾄ
４・・・１ｼｮｯﾄ
５・・・・１ｼｮｯﾄ
６・・・・１ｼｮｯﾄ
７・・・・１ｼｮｯﾄ
８・・・・１ｼｮｯﾄ
９・・・・１ｼｮｯﾄ

１０ms
２０ms
５０ms
１００ms
２５０ms
５００ms
１sec
２sec

上限／下限選択０・・・上限１・・・下限２・・・同期パルス出力（警報出力は使用不可となります）

出力モード：
比較・・・・上限・下限の設定値を越えた時に出力しますが、元に戻ると出力ＯＦＦとなります。
保持・・・・１度出力するとリセットするまで保持します。
１ｼｮｯﾄ・・・上限・下限の設定値を越えた瞬間に設定された幅のパルスを１回出力します。
上限／下限選択：
上限・・・・・・・・実測値が設定値を越えた時に警報出力します。
下限・・・・・・・・実測値が設定値より低い時に警報出力します。
同期パルス出力・・・端子台の ＯＵＴ１ より同期パルス出力をします。
パルス幅及び出力桁の設定は "モード５" で行います。
このモードを選択した場合は警報出力は使用不可となります。
〔例〕設定値を越えた時（上限）に出力し、出力モードを保持としたい場合の設定は下記の通りになります。
ＡＢ

０３．

Ｃ- 14 -ＤＥ

Ｆ

０１

モードNo.

０４

警報出力（ＯＵＴ２）の設定
Ａ
０Ｂ
４．

Ｃ

ＤＥ０Ｆ
０
出力モード０・・・比較
１・・・保持２・・・１ｼｮｯﾄ
１０ms
３・・１ｼｮｯﾄ
２０ms
４・・・・１ｼｮｯﾄ
５０ms
５・・・・１ｼｮｯﾄ １００ms
６・・・・１ｼｮｯﾄ ２５０ms
７・・・・１ｼｮｯﾄ ５００ms
８・・・・１ｼｮｯﾄ ２５０ms（０復帰）
９・・・・１ｼｮｯﾄ ５００ms（０復帰）

上限／下限選択０・・・上限１・・・下限出力モード、上限／下限選択とも警報出力ＯＵＴ１と同様です。
０復帰動作・・・表示値が上限、下限の設定値以上もしくは以下になった時に、設定された幅のパルスを１度出力し、計測をリセットします。
※１ この機能を使用する場合は設定値を必ず下記の条件で設定してください。
上限 設定値 ＞ 表示オフセット値
下限 設定値 ＜ 表示オフセット値※２ 計測を始める前に必ず１度リセットしてください。
〔例〕設定値より低い間（下限）出力し、出力モードを比較としたい場合の設定は下記のとおりになります。
Ａ０

モードNo.

０５Ｂ
Ｃ
４．

Ｄ

Ｅ１

Ｆ
０

同期パルス出力（パルス幅・出力桁）の設定
Ａ０Ｂ
５．

Ｃ０ＤＥ０． ０Ｆ
５
パルス幅
０．０１～９．９９秒
０．００は１０秒とする
出力桁０・・・１桁目１・・・２桁目

２・・・３桁目
３・・・４桁目

パルス幅：パルスの幅を設定します。
出力桁：どこの位の桁の表示が変わったらパルスを出力するかを設定します。

〔例〕２桁目の表示が変わったときに１００msのパルス幅のパルスを出力させたい
場合の設定は下記のとおりになります。
Ａ０Ｂ
Ｃ
５． １ＤＥ０． １- 15 -Ｆ０１１．外形寸法図
外形寸法図

図１４9682.3
6015.7486.6

単位：mm

パネルカット寸法と取り付け間隔

図１５+0.870以上

45 -0+0.592 -0※注 120以上

注意

単位：mm

オプションでフロントカバー（ＣＶ－０２）を取り付ける場合は、取り付け間隔を１５０mm以上にして下さい。
- 16 -

１２．ノイズ対策についてノイズ対策には万全を期しておりますが、万一ノイズの影響が出た場合は次の項にご注意下さい。
ノイズ等の影響で表示が消えたり、誤った表示が出た場合は初期化（Ｐ.１１参照）を行って下さい。但し、初期化をする前には必ず設定値をメモしてから行って下さい。正常に戻りましたら下記の対策をし、改めて再設定を行って下さい。
（１）電源は動力線と直接共用しないで下さい。動力線を使用する場合は絶縁トランスを入れて２次側を使用して下さい。（絶縁トランスＰＴ－９３を用意しています。）（２）センサーコードに３芯シールド線を使用し、ノイズの発生源からできるだけ離して配線して下さい。
（３）センサーコードをできるだけ短くし、動力線やインバーターなどのノイズの発生源をさけて、極力雑音を拾わない経路に配管して布設して下さい。
（４）機械のＧＮＤアースコードには、非常にノイズが多く含まれている場合がありますので、メーターのＧＮＤに接続させない方が良い場合もあります（メーターを完全に機械から絶縁状態）。
（５）電源ラインよりノイズの影響を受けた場合、
図１６の様にノイズフィルタを御使用下さい。
※

メ-タ-本体ノイズフィルタは、別途用意しております。

ノイズフィルタ

短くツイストする

電源

必ずア-スする

図１６（６）センサーコード配線方法
電力線、動力線がセンサーのコードの近くを通るときは、サージや雑音による影響をなくすため、近接センサーコードは単独配管するか、もしくは５０cm以上離して下さい。
金属配管

図１７

図１８
電力線または動力線（７）外部要因によるノイズ発生を止める。
メーターの取り付けされた制御盤内やその周辺に強力なノイズの発生すると思われる電磁接触器・温度調節器・電磁弁・リレー等の有接点開閉によるサージノイズが影響した場合、図１９の様にスパークキラーを入れて対策下さい。

ア-ス接地
接近する場合、配管する

図１９
スパークキラー接点アクチュエータ

（８）特に大きなノイズエリアで御使用の場合や不明な点がありましたら別途メーカーに御相談下さい。
- 17 -

１３．トラブルシューティング
万一異常が発生した場合は、下記の通り点検を行って下さい。
Ｎｏ．
１

現

象

表示器が点灯しない
ブランクのまま

点検方法

対策と処

置

→電源入力が正常か、センサコードは短絡していないか？
ＹＥＳ↓→本体内部のヒューズ断線↓ＮＯ→トランス・ＩＣの破損→テスタで電圧と誤配線のチェックをし、端子ネジを締め直す。
→同等ヒューズと交換する。
（Ｐ.１９参照）→メーカへ御相談下さい。

２

ＬＥＤ点灯異常スイッチ動作異常
リレー出力異常
同期パルス異常アナログ出力異常→テストモードによりチェック（Ｐ.７参照）→一度、初期化を行って下さい。（Ｐ.１１参照）→初期化で直らない場合や、何度も発生する場合はメーカへ御相談下さい。

３"０"表示のまま→各モードの設定は正しいか？
↓→センサ入力は正常か？
↓→設定された値が有効表示範囲の以下である。

↓↓→近接センサ等の検出距離が正常か？
↓↓→センサの出力信号形態とメータの入力方式が合っているか？
↓→センサの端子接続を再確認
し締め直しをする。テストモードにより疑似入力テストをする。（Ｐ.７参照）→センサランプ点滅を確認又はドライバ等で軽くＯＮ／ＯＦＦ接触してみる。
→取扱説明書（Ｐ.５）を確認
し、不明な場合、メーカに御相談下さい。
→メーカへ御相談下さい。

４"９９９９９９"
全桁点灯「エラー表示」→換算器とＥＸＰ設定の間違い↓↓→ノイズの影響↓↓→設定値が大きすぎ。
（Ｐ.１２，１３モード０１，０２参照）→Ｐ.１７のノイズ対策の項を参照して下さい→メーカへ御相談下さい- 18 -

Ｎｏ．

現象

点検方

法

対策と処

置

５

時折表示が消えたり倍以上になる→表示が倍以上になる時、近くの電磁開閉器やソレノイド、電磁弁、リレーなどスパークノイズの影響→Ｐ.１７のノイズ対策の項を参照しノイズ発生源にサージキラーを取り付けて止める６

その他の異常→詳しい現象を代理店へ連絡→メーカへ御相談下さい

１４．ヒューズの交換方法
ヒューズの交換は下記の手順で行って下さい。
図２０１．ケース側面のネジ４ヶ所を外し、基板本体をケースから取り出す。
２．右側面にヒューズがあるので交換する。
（図２０参照）
・ＡＣ電源時・ＤＣ電源時ヒューズ本社

東京営業所

※

０．２Ａ
１．０Ａ

３．基板本体をケースに格納しネジ４ヶ所を止める。

〒593-8311 大阪府堺市西区上１２３－１
TEL 072-274-6001 FAX 072-274-6005
TEL 03-5256-8311

FAX 03-5256-8312

改良のため、仕様等は予告無く変更する場合がありますので予めご了承下さい。
- 19 -