自作計測器
シリーズ

ＬＥＤ温湿度計キット

・７セグメントＬＥＤを８個使用した 光る２チャンネル温湿度計
・数字が発光するＬＥＤは離れても見やすく安心感があります。赤色発光と緑色発光の２種類をご用意
・最大１０ｍ程度までセンサと表示部を離せます。
・０．０１℃単位での温度表示・調整が必要ありません。配線するだけですぐにお使いいただけます。
・制御回路・表示部分一体型の超コンパクトデザイン
・動作電源５Ｖ 低消費電力■このようなお客様に・センサ部と表示部を長く離してお使いになりたい方へ
・高分解能の温度計をお探しの方へ
・計測データ毎秒約３回の高速更新
・液晶では文字が小さく、暗がりで見えないという方に・研究室など複数並べて温度・湿度の観測を行いたい方へ・測定データをパソコンやマイコンで受信したいという方に

■仕様
計測部分
センサの数
測定温度範囲ケーブル長

１個－４０℃～＋１２３．８℃
０％ＲＨ～１００％ＲＨ％ＲＨ，℃（摂氏）
０．０１℃
０．１℃
０．１％ＲＨ最大１０ｍ程度まで精度（温度）±０．４℃

精度（湿度）
更新スピード±３％ＲＨ
最短：１秒に約３回
最長：約５秒に１回
シリアルによるデータ出力
４線式

表示単位
表示分解能

外部出力機能センサインターフェース
表示部分
表示方法
発光色・波長１個のセンサで温度と湿度の両方が測れます。
温度測定範囲湿度測定範囲単位は表示されません
０℃～９９．９９℃
０℃以下および１００℃以上使用する電線・配線状況により伸ばせる長さは変わってきます。
２５℃を基準としており、２５℃から離れると精度が悪くなります。０℃時±１℃, ８０℃時±２℃,２０％ＲＨ～８０％ＲＨ内で１６段階で温度・湿度の更新スピードを可変できます。
CSV 形式で出力0.56 インチ ８桁７セグメントＬＥＤ
赤色または緑色（お求め時にどちらかを選択）

表示方法
その他の機能
基板サイズ
電源部分
電源

上位４桁に温度，下位４桁に湿度を表示
最高・最低／温度・湿度の表示
約１３０ｘ２５．４ｍｍ

高輝度タイプ
お求め時の品番により、赤か緑のどちらか一方が組み立てられるようになっております。
波長 赤：635nm 緑：568nm
外部スイッチによる

ＤＣ５Ｖ±１０％

安定化電源であること
電源電圧の変化は測温には影響しません。
コネクタ
１０ピン端子（２列×５ピン）
電源及びセンサの端子※この商品は空気中の温度および湿度を計測するキットです。水溶液など液体の温度計測には使用できません。
※電源やコネクタ・入出力のケーブルは付属しておりません。用途に応じて各自ご用意ください。

このキットは表示部分を他のセンサシリーズと共通化しております。このキットでは温湿度計が組み立てられるように構成されております。
センサにより組み立て方法や配線の端子が異なりますので、必ず製品に付属の説明書に従って組み立てしてください。

1

■部品表
このキットの内容品は次の通りです。

７セグメントＬＥＤ ８個制御・表示基板（ＩＣや抵抗・コンデンサはハンダ付けされています）（お求めの品番により赤色あるいは緑色のどちらかを８個）

センサとセンサをハンダ付けするための糸ハンダ

センサの付属部品 １セット（基板，0.1uF コンデンサ）※配線材料やコネクタ・スイッチ・電源は商品に含まれておりません。お客様のお使いになられる用途・場所に応じてご用意ください。

■組み立てかた●細かい部品は基板にハンダ付けされていますので、表示ボードはＬＥＤをハンダ付けするだけで終わりです。

１．ＬＥＤのハンダ付け
写真の向きに８個のＬＥＤをハンダ付けしてください。ＬＥＤはＩＣが付いている面にハンダ付けします。
ＩＣのある部分もＬＥＤの裏側の空間にちょうど収まるように設計されています。ＬＥＤの成形によってはわずか（０．数ｍｍ）に浮き上がることもありますが、表示を見ても段差の違いはわかりませんので支障ありません。

ＬＥＤが浮き上がらないように▲ＬＥＤのＬＥＤのハンダ付
ハンダ付けの注意
けの注意
ＬＥＤは一度ハンダ付けすると取り外しが難しくなりますのでご注意ください。
・ＬＥＤはＩＣが付いている面にハンダ付けします。裏表を間違えないようにしてください。
・ＬＥＤの向きを間違えないようにしてください。１０ピンのコネクタを左にした状態が正面です。
横からみるとこのように

2２．電源の配線
市販の安定化電源やスイッチングＡＣアダプタ（出力電圧が安定化しているＡＣアダプタ）をお使いいただく場合は写真のような配線になります。
極性はＡＣアダプタによりますのでお持ちのＡＣアダプタの極性をご確認ください。
消費電流は最大で９０ｍＡと少ないので、１００ｍＡの電源容量があれば十分動作します。
パネルなどへの取り付けを考慮し、配線は裏側（ＬＥＤとは反対側）から引き出せる設計になっています。ピンの配置図はこの裏側から見たものを基準としています。ピン配置の表は巻末にあります。市販の１０ピンＭＩＬコネクタ／ケーブルもお使いになれます。
10 ピン MIL ケーブルで配線する場合

・９番ピン…グランド（電源－）・１０番ピン…５Ｖ（電源＋）
半田面（ＬＥＤがついていない面）から見た図

３．センサの配線
次項の センサの加工方法 をお読みになり、センサをハンダ付けしてください。その末端を下の図のように配線します。
センサと４本配線するだけです。調整は必要ありません。とても簡単です！

※端子の７番と９番は基板内部で繋がっていますので、どちらの端子から配線しても構いません。
※端子の４番と１０番は基板内部で繋がっていますので、どちらの端子から配線しても構いません。

3

■温度・湿度の更新スピードの設定
このままの状態でお使いになると表示の更新は１秒に約３回です。Ｊ１，Ｊ２，Ｊ３，Ｊ４のジャンパーをハンダ付けすることで更新スピードを遅くすることができます。ジャンパー箇所の更新時間の関係は当社の商品ページのＦＡＱ（よくある質問）に掲載しています。
より正確に観測したい場合は更新スピードを遅くしてください。

ご注意：この温度・湿度の更新スピードの設定はＩＣに貼られたシールが白丸の製造ロット（2010 年 8 月以降販売品）に適用されます。青丸の製造ロットは毎秒３回計測固定です。

■動作チェック
電源端子にＤＣ５Ｖ（４．５Ｖ～５．５Ｖ）を接続します。電源は直流の安定化された電源を使用してください。
できるだけ５Ｖでお使いください。３．３Ｖでも動作は出来ますが表示が暗くなります。絶対最大電圧は５．５Ｖまでです。
範囲を越える電圧を加えたり、逆に配線したりしますと表示ボードが破壊されてしまいますので注意してください。
電源を入れると同時にと表示されます。

約１秒後に表示が消えて温度の計測・表示を開始します。センサが接続されていない場合はＬＥＤには何も表示されません。と表示されない場合や数字が欠ける場合はハンダ付け忘れ／ハンダ付け不良ですので、もう一度ハンダごてで暖めなおしてください。
・蛍光灯の直下では相対的に表示が暗く見えますが、ＬＥＤの輝度を上げることはできません。ご了承ください。
・スモーク色のプラ板などを表面に置くと電灯下でも見やすくなります。市販の７セグメントＬＥＤを使用した計測器はほとんどこの構造になっています。ケースに組み込むときに工夫してください。
・ＬＥＤの表面色はグレー（灰色）のタイプを使用していますので、プラ板で覆わなくても目には優しくなっています。
・屋外では太陽光が明るすぎて表示が全く見えませんので、ひさしなどで影を作るようにしてください。

■動作について温度は必ず上４桁に表示します。湿度は必ず下４桁に表示します。表示の左右を入れ替えることはできません。
ディジタルで通信する方式のセンサですからケーブルの長さは測定温度には影響しません。ケーブルの太さやシールドの有無の影響もありません。 温度は０．０１℃単位で表示しますので、温度の変化に非常に敏感です。

・高湿度の場所または急激な温度変化により結露することがあります。結露するとセンサ表面や内部の水滴が蒸発するまで高湿度を示します。センサの向きを工夫するなどしてセンサの水滴が速やかに落ちるよう、考慮してください。
・湿度を計測しますので、センサは外気と通じていなければなりません。ケースやステンレス管などに密閉されますと正しく計測できなくなります。
・湿度を計測する特性上、高湿度の場所に置かれることも多いと思います。長時間高湿度の場所に置かれますとコネクタ部分のサビやカビが発生する恐れがありますので、その点も考慮してお使いください。
・センサの温度部分と湿度部分の応答時間には時間差がありますので、正しい湿度を読み取るには温度が安定していることが必要です。
これは湿度の算出に温度補正を掛けているからです。参考：湿度の応答速度 数秒、温度の応答速度 数１０秒
・センサには電源が供給されていますので、電線が長くなるほど電圧降下が起きますが、センサの消費電力が小さいため影響はほとんどありません。
・溶剤や化学薬品の蒸気に触れるとセンサ内部のポリマーが汚染されて、正しく計測できなくなってしまいます。できるだけ離して使用・保管くださるようお願いします。発泡性梱包剤（発泡スチロール、シートなど）も薬品で膨らませているため、保管・輸送時には推奨されません。

■最高温度・最低温度の表示機能
このキットには最高温度・最低温度を表示する機能があります。次の図のようにスイッチを配線してください。
プッシュスイッチ（押している間ＯＮ、離すとＯＦＦになるスイッチ）がお勧めです。

結線させる端子１～７２～７機能
最高温度を表示します
最低温度を表示します

１～７，２～７

最高・最低温度をリセットします

解説
ＯＮしている間、両チャンネルとも最高温度を表示します。
ＯＮしている間、両チャンネルとも最低温度を表示します。
両方を約４秒間押し続けてください。
画面にが完了したことを示します。

4の表示が出たら最高・最低温度のリセット

《製作例》《配線図》※７番ピンと９番ピンは基板内部で接続されていますので、７番の代わりに９番に配線しても問題ありません。
・最高（最低）温度の表示と通常の温度表示の区別はありません。
・最高温度・最低温度の両方が押された場合、リセットされるまでの約４秒は最高温度を表示します。
・センサが接続していないとボタン操作をしても最高／最低温度・湿度の表示はしません。
・電源が切れるあるいは電源電圧２．７Ｖを下回ると、最高・最低温度は消えてしまいます。

SHT-11 の温度精度は２５℃を基準としており、この温度で±０．４℃となっています。２５℃から離れるにつれ精度が悪くなります。

■精度について

例えば０℃の場合約±１℃，８０℃の場合は約±２℃内の範囲なら誤差の範疇となり、不良品ではありません。
これらは Sensirion 社の保証値ですので、実際は下記グラフの緑の領域内に入っています。

湿度に関しては２０％～８０％の範囲内は±３％の誤差になります。その範囲外は精度が悪くなります。

他の方式の温度・湿度センサと比較してみてください。優れた特性であることがわかります。
精度（温度）■ブロック図5精度（湿度）■センサの加工方法
写真の小さい部品が温湿度センサ ＳＨＴ－１１です。
あまりにも小型のため、直接電線をハンダ付けできません。そのため専用の基板をご用意しました。
この基板にセンサをハンダ付けしてから配線します。

（１）位置決め
センサの取り付け方向、位置は左の写真の通りです。
基板のシルク印刷（白いインクの印刷）は位置がずれる
場合がありますので、写真のように実際にハンダ付けする端子で位置をあわせるようにしてください。
※センサには片側に５個の端子がありますが、この写真では向かって左端の端子は使用しませんので、位置を合わせるときに注意してください。
センサ基板の中にチップコンデンサを入れてあります。なくさないようにしてください。
チップコンデンサは予備が入っています。

（２）仮止め付属の極細ハンダをお使いください。
反対側の端子からハンダ付けしてください。この反対側４つの端子はセンサの固定が目的ですので、ハンダ付けしてもしなくても動作に支障がありません。このキットでは仮止めに利用します。
端子の一箇所だけ（写真の赤枠）をハンダ付けして、センサが動かないようにします。この状態で（１）側で見た端子と基板の配線パターンがずれていないか確認します。
ずれてしまった場合は、もう一度ハンダごてを当てて修正してください。
位置に問題なければ全ての端子をハンダ付けします。最初に２箇所以上をハンダ付けしてしまうと、センサを移動させるのに全ての端子のハンダを溶かさなければならなくなり、移動が困難になりますのでご注意ください。
（３）センサをハンダ付けした状態です。

※センサの黒い部分（写真の赤線内）は樹脂でできています。ハンダごてを与えると樹脂が変形してしまいますので、ご注意ください。
正しい温度・湿度を表示しなくなってしまいます。
センサ側面をハンダ付けします。

センサの側面がハンダ付けされていれば問題ありません。

（４）コンデンサの取り付け電源ラインの安定化のためにコンデンサ ０．１μＦをハンダ付けします。基板のＣ１の部分にハンダ付けします。極性・向きはありません。
キットにはリード線タイプとチップタイプの両方を入れてあります。
どちらか一方をつけていただければ結構です。リード線タイプは５チップタイプの場合ｍｍ程度出っ張りますので、邪魔な場合は基板裏面につけて（サイズ １６０８）
リード線タイプの場合いただくか、チップタイプをハンダ付けしてください。
・センサ基板のＤ，Ｇ，Ｖ，Ｃで示された端子をＬＥＤ基板と配線します。間違えを防ぐため、色分けされた電線をお使いになることをお勧めします。

■配線の際の注意●センサには信号線と共に電源が供給されています。電源ラインをショートさせないようご注意ください。
※D(DATA)と C(SCK)の配線は干渉しやすいのでペアにして配線しないでください。センサの端子の並びのように電源(G, V)をはさんで離し●シールド線や電話のモジュラー線、フラットケーブルなど複数線がまとまったケーブルが入手しやすく便利です。て配線すると長距離の場合有利です。

6

■ＰＣ通信機能（ＵＡＲＴ通信機能）
パソコンやマイコンなどに測定した温度データを送信する機能があります。パソコンで収集データの加工や、マイコンでのデータのロギングにご活用ください。通信条件：9600bps, データ 8 ビット, ストップビット 1 ビット, フロー制御なし◆ＰＣと接続する場合

データの例：（データは半角英数字です）
このキットの通信端子はＲＳ２３２Ｃではありませんので、パソコンのＲＳ２３２Ｃポートには直接配線できません。別途弊社で販売しているＵＳＢシリアル変換モジュール『FT232RX』を使えば簡単にＵＳＢ経由でデータを送ることができます。データは垂れ流しとなり、ＰＣからのコントロールはできません。このモジュールのＴＸＤピン（３番ピン）と FT232RX のＲＸＤピン、そしてグランド（電源－）同士を配線します。

また USB バスパワーから電力を受けて動作させることもできますので、電源を用意する必要が＃２３．３２，４３．２＄＃１７．５４，１２．０＄＃０．０６，６．１＄＃－０．３，６．２＄＃－１０．４，１０．７＄＃＄ありません。（USB 電源のショートにご注意ください。パソコンが破損する恐れがあります）◆マイコン（Ｈ８，ＰＩＣ，ＡＶＲなど）との通信
このモジュールのＴＸＤピン（３番ピン）と相手側マイコンのＲＸＤピン、そしてグランド（電源－）同士を配線します。

※１行１レコードとなっています。データは'#'で開始し、'$'+CR+LF で終わります。
※データの順番は温度、湿度の順です。
※データは','（カンマ）で区切られます。チェックサムやＣＲＣはありません。
※現在ＬＥＤに表示されている内容が出力されます。最高・最低温度を表示させている場合はその温度が出力されます。
※センサの有無や計測データにより１行のバイト数が変わります。

■キットのよくある質問
Ｑ．センサの接触不良やセンサの抜き差しの瞬間などで全く異なる温度を表示してしまうことはありますか？
Ａ．センサの抜き差しなどによる、温度の誤表示はありません。読み取りミスや、最高・最低温度がかけ離れた温度になってしまうことを回避できます。これはディジタルならではの特徴であり、アナログ出力型のセンサではこのようなことはできません。
Ｑ．センサの配線を間違えてしまいました。ボードやセンサに影響はありますか？
Ａ．配線を間違えると破損する恐れがあります。一度逆に接続したものは当社・メーカーでは動作保証できかねます。
配線は色分けするなどして間違えないようにしてください。
Ｑ．最高・最低温度は電源を切ると消えますか？
Ａ．はい、最高・最低温度は電源を切ると消えてしまいます。３．０Ｖまでの電圧降下ならデータは保持することができます。
Ｑ．液体にセンサを入れて計測できますか？
Ａ．このセンサは空気中の温度および湿度を計測するためのセンサです。液体・水溶液に浸した状態で使用することはできません。
別に販売しております「２チャンネル温度計キット」の方をお勧めします。
Ｑ．水につけてしまいました。センサは壊れますか？
Ａ．ほとんどの場合、水分をふき取れば動作するようになります。ただし、液体によってはセンサ内部のポリマーが汚染し、センサが壊れる場合や、計測値がずれたままになってしまうこともあります。溶剤には絶対に浸してはいけません。
Ｑ．外部ノイズ・静電気放電などについて
Ａ．ケーブルの種類にもよりますが、ＡＣ１００Ｖライン，モーター，ソレノイドなどの配線と一緒にこのセンサの配線が並行する場合、他のラインの変化がセンサ側に回りこみ誤動作する恐れがあります。事前に確認のうえ設置してください。保護素子を入れれば必ず保護できるわけではありませんが、入れないよりは効果があります。必要に応じてバリスタやツェナーダイオードなどをセンサラインに入れていただくようお願いします。
誤動作が予想させる場所（センサとの距離が短い場合は影響ありません）
・モーターや工作機械の周辺・無線の送信機の周辺
・送電線・送信所の周辺・雷などの影響・エンジンの周辺
・農機具の周辺■端子ピン配置（BOTTOM VIEW）
記号
VCC
DATA
SCK
VDD
LOW

名称
電源＋
センサ・データ
センサ・クロック
電源＋
最低温度表示No.
108642

No.
97531

記号
GND
GND
RXD
TXD
HIGH

名称
電源－電源－
データ受信※１
データ送信
最高温度表示※１：本キットでは未使用■トラブルシューティング
症状
電源投入後と表示されない考えられる原因
正しく組み立てられていない。
電源電圧が低い対処方法
数字が欠ける場合はハンダ付けをしなおす。
動作電圧は５Ｖです。

7何も表示されない（未検出）電源が繋がっていない
センサが接続されていない
正しく配線されていないセンサが壊れている。
センサとの配線が長すぎる
センサの測定範囲外の超高温、あるいは超低温に置かれている。
基板裏面のＪ８のジャンパーがショートされていない
センサが水没している
信号の干渉の問題

配線コードの問題
正しい温度・湿度にならない（安定しない）センサの位置の問題
センサの向きの問題
センサの電源(VDD 線)が外れている
湿度が安定していない
エアコンや換気などの影響

センサ周辺の部品の影響

ガス・溶剤・接着剤などによるセンサの汚染

温度が変化しない（最高温度表示／最低温度表示）

最高温度の表示スイッチがオンになっている
最低温度の表示スイッチがオンになっている
最高・最低温度のスイッチが両方オンになっている。

電源を正しく配線します
センサを正しく接続します
端子の加工や極性を確認してください
別のセンサで動作するか確認してみる
短く配線して確認してみる
常温に置いて再度確認してみる
基板Ｊ８の部分をショートさせてください
Ｊ８以外はジャンパーしないでください。
水から引き上げて水分をふき取り、常温で乾かしてもう一度動作させてみてください。注：
センサの水没は禁止です。液体によっては正しい湿度を示さなくなる恐れがあります。
フラットケーブルや多芯ケーブルを使った場合、隣の配線への信号の回り込みが大きく、通信に失敗する場合があります。信号が流れる D(DATA)と C(SCK)の配線は干渉しやすいので、隣同士あるいはペアにならないように離して配線してください。
・D(DATA)と C(SCK)の配線に直列に（配線の間に）数１００Ωの抵抗を入れると改善します。
・さらに４芯シールド線でセンサの４線を配線したあと、外側のあみ線を表示器側，センサ側の両方で G(GND)に配線するとさらによくなります。
RCA ピンプラグコードを使って配線した場合、ケーブルによっては中に抵抗が入っている種類のものがあります。この抵抗によりうまく通信できないことがあります。
室内では床と天井では空調や季節により１０℃近く異なることもあります。
センサを上向きするか、下向きにするかでも１℃未満の変化が見られます。
センサの電源(VDD)は繋がっていなくても温度・湿度の表示がなされますが、正しい温度ではありません。４本とも接続されているか確認してください。
内部で正しい湿度を得るために、温度による補正をかけています。
そのため温度が安定しないと正しい湿度が表示できません。
表示単位が０．０１℃と大変細かいので常に温度が上がり下がりしているように見えますが異常ではありません。無風と思えても換気などにより空気が対流しており、空調の風向にあわせて温度が変化することを識別できます。
当社 USB 温度湿度計モジュールはセンサの直近にＩＣなどの部品があるため、動作中これらの熱で空気がわずかに暖められる影響でこのキットよりも高い温度を表示することがあります。このキットではセンサを別基板としているため熱の影響を受けず、より正確です。
センサを取り付けた後に、ワニス・絶縁コーティングなどの噴霧を行わないでください。センサが汚染されてしまいます。
ガスを発生する可能性がある材料・溶剤の近くに長時間おかれますと、汚染されることがあります。接着剤の類、発泡スチロールなどの発泡性材料はガスが完全に抜ける（ニオイがしなくなる）まで近づけないでください。
スイッチをオフに戻す
スイッチをオフに戻す
スイッチをオフに戻すと表示される■使用上の注意・免責事項
・本キットは電源を逆にしたり、ＤＣ５．５Ｖを超える電源を接続したりしますと一瞬で破損してしまいますので電源配線には十分ご注意ください。ＩＣの交換が難しい組み立て構造になっています。
・－４０～＋１２４℃に耐えられるのはセンサの部分だけで、ＬＥＤ表示基板の動作温度は０～４０℃の範囲が動作保証範囲です。
なおデザイン上は－２０℃～＋６０℃を想定しており、自社では－２０℃以下での動作テストを行なっております。
・ＬＥＤ表示ボードは約２．７Ｖ以下になるとリセットがかかり、動作が停止します。
・配線部分は絶縁して、センサのラインに他の機器の配線（ＡＣ１００Ｖ，電源，通信回線など）が接しないようにしてください。過電圧・過電流・静電気などにより制御ＩＣの破損の要因になります。
・本キットはエンジニアの方を対象にした製品です。本製品をお使いになるにはある程度の電気的知識を必要とします。
・本キットを使用したことによる、損害・損失については一切補償できません。
・製造上の不良がございましたら、良品とお取替えいたします。それ以外の責についてはご容赦ください。

Copyright © 2008-2010 Strawberry Linux Co.,Ltd.
株式会社ストロベリー・リナックス 第１版 ２００９年２月
第２版 ２００９年９月１６日
第３版 ２０１０年７月２９日
無断転載を禁止します。

8