仕様型式

SDM-72

SDM-73

測定

原理

磁気バランス式電磁誘導法

磁気バランス式電磁誘導法

測定

対象

グリース中の鉄粉濃度

潤滑油中の鉄粉濃度測定

範囲0〜5.00%（Wt）

0〜19999ppm（Wt）

能0.001%1ppm

最小ゼサ分ロ

解調

ン

プ

ル

電整量

約0.8mℓOil Steel Dust Checker SDM-73

連 続 使 用 時 間 ＊125℃にてアルカリ電池使用の場合約30時間

使 用 温 度 範 囲

0〜40℃

寸法

W84×H190×D40mm

質量約480g（電池含む）

付

属品

オプ

ション

潤滑油鉄粉濃度チェッカー

1.5mℓ
単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ

準Grease Steel Dust Meter SDM-72

自動調整源標グリース鉄粉濃度計

特許3377348

キャリングケース、グリース採取用ヘラ、キャリングケース、2mℓシリンジ（5個）、オイル採取ノズル（2個）、グリースサンプルケース（10個）、単3形アルカリ乾電池4本

シリンジホルダ、単3形アルカリ乾電池4本

ACアダプタ＊2

超低速回転機（100rpm以下）から高速回転機まで、軸受の摩耗状態を簡易診断。
しかも軽量、ポータブル。

＊1 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
＊2 CE仕様を指定した場合、ACアダプタは対象外となります。

SDM-72・73の検出原理
原理図

判定基準例
磁気バランス式電磁誘導法は、検出コ

次の表は測定基準の参考例です。回転機の種類及び使用又はサンプルオイルイルの両側に励磁コイルを配置し、2つ形態は多種多様であり、本基準例の適用が難しい機器も励磁コイル1の励磁コイルによる発生磁界が検出コ●グリース鉄粉濃度

サンプルグリース

イル付近で互いに打ち消されるように
検出コイル
発振回路

増幅回路

出力0.05%以下

蓄積により、それぞれの機器出コイルには誘導電圧は発生しませんが、注意値0.05〜0.1%にあった相対的な適用基準値

異常値

0.1%以上の構築をお勧めします。

プルグリースを挿入すると、磁気バラン生します。この誘導電圧によりグリース中の鉄粉濃度を測定することができます。
［特許3377348］●潤滑油鉄粉濃度

SDM-72

判定基準
大型機械

小型機械

正常値

30ppm以下100ppm以下

注意値

30〜100ppm

100〜300ppm

異常値

100ppm以上

300ppm以上●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ､正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

検知器の性能を維持し、安全を確保していただくために日常点検および定期点検を実施してください。

本社
東日本営業部
東
京
札幌営業所
仙台営業所
新潟営業所
静岡営業所
北関東出張所
千葉出張所
神奈川出張所
中 部 営 業 部
中部
北陸営業所
西日本営業部
関西
岡山営業所
広島営業所
九州営業所
京滋出張所
姫路出張所

度値の傾向管理とデータの正常値

スが崩れて検出コイルに誘導電圧が発

注意

判定基準

構成した磁気回路センサです。通常、検一方の励磁コイルに鉄粉を含んだサン励磁コイル2あると思われますが、鉄粉濃■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 − 5 − 4 TEL（06）6308−2111

用途■ 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2（浜松町262ビル3F） TEL（03）5403−2703■ 〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2（札幌センタービル20F） TEL（011）231−1101■ 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7（ティエヌビルディング4F） TEL（022）295−6061（ファースト米山201） TEL（025）365−1390■ 〒950-0916 新潟市中央区米山３-１■ 〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7（三井生命静岡駅前ビル2F） TEL（054）255−1901■ 〒330-0855 さいたま市大宮区上小町544（武井ビル2F） TEL（048）643−1223■ 〒260-0834 千 葉 市 中 央 区 今 井 1 - 2 3 - 7（ S Yビ ル 2 F ） TEL（043）209−1650■ 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-3-1（新横浜アーバンスクエア6F） TEL（045）473−6451■ 〒460-0004 名 古 屋 市 中 区 新 栄 町 2 - 4（ 坂 種 栄ビ ル7 F ） TEL（052）951−2650■ 〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1（アーバンユースフルビル2F） TEL（076）234−5611■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 - 5 - 4 TEL（06）6308−2111■ 〒710-0826 倉 敷 市 老 松 町 2 - 7 - 4（ 倉 敷 ビ ル 5 F ） TEL（086）435−5087■ 〒732-0827 広島市南区稲荷町2−16（広島稲荷町第一生命ビル6F） TEL（082）568−2800■ 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1（NORITZビル5F） TEL（092）431−1881■ 〒520-0044 大津市京町4-4-23（アソルティ大津京町6F） TEL（077）526−8222■ 〒670-0965 姫路市東延末3-50（姫路駅南マークビル2F） TEL（079）225−8965

SDM-73

このカタログは、再生紙を使用しています。

※カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

2017年11月制作
7372-P030●グリース又はオイル潤滑の軸受、歯車等の摩耗状態の簡易診断及び傾向管理（振動法では診断が難しい低速回転機械、衝撃機械、負荷変動の多い回転機 等）●フェログラフィ法、SOAP法の事前予備診断

各種ポンプ・モーター

各種撹拌機

ファン・ブロア・圧縮機冷却塔・エアフィンクーラー

混合器・ニーダ・ミキサー

回転乾燥炉

製紙機械

ミル・クラッシャー・リファイナー

各種圧延機械

各種コンベア

横行クレーン・ホイスト・リフト

各種土木機械

車両・運搬機械

エレベーター エスカレーター・ム−ビングウォーク 立体駐車設備

軸受内のグリースおよび潤滑油に含まれる金属摩耗粉をスピーディーに測定します。
グリース鉄粉濃度計 グリース潤滑機械の保全管理に

潤滑油鉄粉濃度チェッカー オイル潤滑機械の保全管理に特長

特長

1.振動値が高くなる前の段階での軸受等摩耗状態が把握できます。

1.振動値が高くなる前の段階での軸受等摩耗状態が把握できます。

2.低速回転機・可変速回転機の軸受診断に有効です。

2.低速回転機・可変速回転機の軸受診断に有効です。

3.測定にかかるランニングコストは電池代のみ。

3.測定にかかるランニングコストは電池代のみ。

4.サンプルグリースを挿入するだけで簡単に測定ができます。

4.サンプルオイルを挿入するだけで簡単に測定ができます。

5.ポータブル（重量480g）だから、現場で測定可能。

5.ポータブル（重量480g）だから、現場で測定可能。

6.最小分解能0.001%（Wt）、微量検出が可能です。

6.最小分解能1ppm（Wt）、微量検出が可能です。

使用方法

使用方法

12

3

1付 属 の ヘラでグリースを採 取し、採取したサンプルグリー挿入すると自動的に鉄粉被測定オイルを、サンプル瓶などにサンプルケースに塗り込み、余分なスを SAMPLE 入口に濃度が計測され、表示さグリースは、すき取ってください。

挿入します。

れます。

り付けて、サンプルオイルを採取しSDM-72

SDM-73

診断事例■グリース鉄粉濃度測定結果■エアフィンクーラー軸受のフレーキング異常検出事例

プロペラ

エアフィンクーラーの架台全体に振動値が上昇したため、グリースA軸受の圧力脈動が大きいため、振動法では診断が困難な場合が多く、鉄粉濃度測定の併用が有効です。

内輪軌道面には片側に偏った激しいフレーキングが見られる。

4

シリンジをよく振って 、装着後すぐに挿入してく採取しよく振って撹拌します。すぐサンプルオイルを撹拌しださい。自動的に鉄粉濃にシリンジにオイル採取ノズルを取てから、シリンジホルダ−度が計測され、表示されに装着します。

ます。

ます。

■潤滑油中鉄粉濃度の傾向例

0.23%Wt

次の図は化学工場に設置されている強制潤滑大型減速機の潤滑油中鉄粉濃度5年間の推移例です。
30ppm以上の濃度が検出された機械では、ギア−歯面にピッチング等の何らかの摩耗が確認されています。

金網

B軸受

0%

大型減速機潤滑油中の鉄分濃度5年間の推移例

Vベルト

回転数200rpm

■分解結果

3

参考資料

鉄粉濃度測定により、A側軸受のフレーキング発生と診断、補修を実施した事例です。エアフィンクーラーは一般に低速回転で羽根側2モーター

外輪軌道面にも片側に集中した圧痕が見られる。

（ppm）
120

極圧添加剤投入中

100

A号機

80

C号機

B号機
D号機

ピッチング発生あり

60

E号機
F号機
G号機

40
転動体（ボール）にも小さなフレーキングが発生している。

保持器ポケット内面には異物（摩耗粒子）カミ込みによる圧痕や剥離が見られる。

H号機
200I号機12345（年）