Preliminary

HPM-100GA-D13-2

製 品 仕 様 書(案)
圧力センサ：HPM-100GA-D13-2

HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.
2021/7/20 Rev.04

1/7

Preliminary

HPM-100GA-D13-2

-目次－
1．

適用

－3－
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2．

定格

－3－
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3．

外形寸法及び取付部寸法4．

－5－構造図及び部品表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5．

ブロック図

6．

－6－
信頼性試験仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7．

梱包仕様

－6－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8．

注意事項

－7－
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－4－
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－5－
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.
2021/7/20 Rev.04

2/7

Preliminary

HPM-100GA-D13-2

1．適用
本仕様は、ピエゾ抵抗型圧力センサHPM-100GA-D13-2に適用します。

2．定格
2-1.絶対最大定格
項目

定格TYP

MIN-40-30
0-0.3

MAX
保存温度範囲85
使用温度範囲85
使用湿度範囲90
電源電圧6.0
印加圧力980※絶対最大定格範囲外で使用しないでください。

単位℃
℃
%RH
VｋPa

備考
凍結しないこと
凍結しないこと結露しないこと

2-2.使用条件
項目
動作圧力範囲動作電源電圧範囲
圧力媒体
圧力の種類

MIN
-29.44.75

定格
TYP
5水、空気
ゲージ圧

MAX
68.65.25

単位

備考

ｋPa
V

2-3.電気的特性（VDD=5V、T=25℃）
項目

MIN

出力形態

定格
TYP
DC

MAX

単位

出力関数

0.5+a×(P【kPa】+29.4)

V

出力精度

-22%FS

圧力直線性
圧力ヒステリシス-0.5-0.3

0.5
0.3%FS%FS

絶縁抵抗

20--MΩ

耐電圧--

1ｍA-100-2ΩｍA

出力インピーダンス
消費電流

備考-29.4kPa時出力＝0.5V
68.6kPa時出力＝4.5V
a＝4/100【V/kPa】
T=-10～60℃
P=-29.4～68.6kPa ※1
T=-10～60℃

DC500V 1min端子-ポート間
AC1ｋV 1min端子-ポート間※2※1：出力スパン電圧【FS】 圧力P（kPa）、温度T（℃）の出力V(P,T)
出力スパン電圧【FS】＝V(68.6,25)－V（-29.4,25）※2：VOUTに接続する容量性負荷は、0.01uF以下として下さい。
VOUTの出力シンク電流 及び 出力ソース電流は、1mA以下でご使用ください。

HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.
2021/7/20 Rev.04

3/7

Preliminary

HPM-100GA-D13-2

3．外形寸法及び取付部寸法■外形寸法 ［単位：ｍｍ］

2-124100GA
100GA
D13-2
D01XXXXXHDK1527±0.5(17)1054.

φ4020.46φ6±0.1
φ8.8±0.12±0.2(20)50±0.5

φ3.
2
VCC GND OUT

コネクタロック部※誤配線に注意してください。逆電圧がかかると、故障する恐れがあります。
［対応プラグハウジング］
日本圧着端子製 XMP-03V相当［一般公差］±0.5ｍｍ■取付部寸法 [単位：mm]
M4ネジ■マーキング表記内容
1行目：ｘｘｘ G A ＜圧力、出力＞
圧力フルスケールスパン表記
圧力種類
G：ゲージ圧出力タイプ

Oリング

A：アナログ/D:デジタル（周波数）P-6

2行目：D ｘｘ

＜形状＞

M420±0.1 20±0.1

2-

形状番号
カスタム仕様番号

+0.05
φ90

4.7±0.1
8.2MINRz6.3

3行目：ｘｘ ｘ ｘｘ

＜製造ロット＞
年：西暦末尾2桁
月：1月～9月→1～910月→X 11月→Y 12月→Z
製造番号：01～99+0.2
φ6.2-0※取付ネジ締め付けトルク：49N・cm～98N・cm

4行目：HDK
社名表記

HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.
2021/7/20 Rev.04

4/7

Preliminary

HPM-100GA-D13-2

4．構造図及び部品表③ ④⑦⑥⑧②

部品番号

部品名

注記

個数①ケース

材質：PPS

1②③④カバー

材質：PPS

コネクタ

材質：PPS

113ピン□0.6mm
材質：C2680-1/2H①⑨

表面処理（Snメッキ）⑤⑥⑦⑧⑨⑤基板

材質：FR-4

IC

ベアチップ

センサ素子

材質：Si

コート

コーティング剤

オイル

BARRIERTA J400 FLUID

111-5．ブロック図※

内はIC内部IC

EEPROM

VDD

Control
Logic
Amplifier100Ω

SensorElement

VOUTGND■ 接続例
VOUTは、DC電圧のアナログ出力端子です。
VOUTからの出力電圧をA/D変換することによって、圧力センサに印加される圧力値をMCUに取り込むことができます。

VDD

MCU

圧力センサ

VOUT
A/D

GND

HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.
2021/7/20 Rev.04

5/7

Preliminary

HPM-100GA-D13-2

6．信頼性試験仕様
試験実施後の試料について、以下評価を行うこととします。
（1） 電気的特性を満足すること（また、出力変化率は±3%FS以下とする）（2） 外観に異常なきこと
試験項目

条件

時間

試料数

高温放置試験

温度：85℃

300 hr5

低温放置試験

温度：-40℃

300 hr5

耐湿放置試験

温度：40℃、 湿度：90%RH

300 hr5

熱サイクル試験

温度：-40℃（0.5h）⇔+85℃（0.5h）を1サイクル

100 サイクル

5

圧力サイクル試験

常温、圧力：-29.4⇔68.6kPa
サイクル時間：4s（Duty 1：1）

100,000 サイクル

5

過大圧力試験

常温、圧力：1MPa2分間保持57．梱包仕様
トレー納入を予定しております。
【梱包例】①梱包トレイに圧力センサを入れる※圧力導入口 上向き※トレイ 導電性表面処理②圧力センサを入れた梱包トレイをダンボールに段積みする。 4段×2列※梱包トレイ上下、梱包トレイ間にダンボール台紙を入れる。
数量：MAX200個＝25個/トレイ×8トレイ
ダンボールサイズ
W487×D304×H127

HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.
2021/7/20 Rev.04

6/7

Preliminary

HPM-100GA-D13-2

8．注意事項・２－1に記載された絶対最大定格の範囲内でご使用下さい。絶対最大定格範囲外の環境、状態で使用された場合、破損・故障する恐れがあります。
・本製品は防滴構造とはなっておりません。水などがかかったり、結露した場合、故障する恐れがあります。また圧力媒体を凍結させないで下さい。ダイアフラムが破損する恐れがあります。

・本製品を高いところから落下させないで下さい。また、強い衝撃を加えないでください。破損・故障する恐れがあります。
・過度の衝撃圧（ウオーターハンマー、急激な圧力印加）がかかった場合、ダイアフラムが破損する恐れがあります。衝撃圧がかからないことをご確認の上使用お願い致します。
・圧力導入パイプ内、大気圧導入口内に異物等が入ると、リークや性能劣化の恐れがあります。
・本製品に静電気・逆電圧を印加しないでください。電子部品が破壊され故障する恐れがあります。
製品の取扱いに際しては帯電防止対策に十分ご配慮頂きます様お願い致します。
・腐食性気体（有機溶剤、亜硫酸ガス、硫化水素ガス等）に本製品が触れると、性能に悪影響を及ぼす恐れがあります。
・本製品は、一般的電気機器に使用される事を意図しています。

医療機器、安全装置、航空・宇宙用機器、原子力制御機器、燃料制御器等の故障や動作不良が、直接または間接を問わず、生命、身体、財産などへ重大な損害を及ぼす事が、通常予想されるような極めて高い信頼性を要求される用途にご使用の場合は、事前に弊社担当窓口までお問い合わせください。

HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.
2021/7/20 Rev.04

7/7