平成24年度補正予算事業「地域新産業創出基盤強化事業」（東北地域）

公設試験研究機関に導入する【設備導入機関】
地方独立行政法人

青森県産業技術センター工業総合研究所

地方独立行政法人

岩手県工業技術センター
宮城県産業技術総合センター
秋田県総合食品研究センター

山形県工業技術センター
福島県ハイテクプラザ

委託者
委託先

東北経済産業局(株)インテリジェント・コスモス研究機構

INDEX
1. はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2. 事業実施体系図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
3. 導入設備のご紹介

試験研究・検査設備の一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3●輸送用機械分野

・超精密非接触三次元形状評価装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4（宮城県産業技術総合センター）

・２種材料３Ｄプリンター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6（山形県工業技術センター）●電気・電子分野・イメージベース/マルチスケールCAEシステム ・・・・・・・・・・ 8（福島県ハイテクプラザ）

・音響パワーレベル測定システム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10（福島県ハイテクプラザ）●食料品分野・食品分析用近赤外・可視分光測定システム ・・・・・・・・・・・ 12（秋田県総合食品研究センター）

・試験用精米機 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14（地方独立行政法人岩手県工業技術センター）●環境エネルギー・リサイクル技術分野

・バイオマス材料分析システム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16（地方独立行政法人青森県産業技術センター工業総合研究所）

4. 公設試験研究機関へのアクセス・・・・・・・・・・・・ 18～19

はじめに

東北経済産業局では、東北地域における成長産業の育成を図るため、新産業の創出に向けて地域において企業の技術力向上等に中核的な役割を果たしている試験研究機関の基盤強化を行うことを目的に平成２４年度補正予算事業として今年度「地域新産業創出基
盤強化事業」（東北地域）
を実施しています。
具体的には、東北六県に所在する公設試験研究機関（以下、
「公設試」
という。）
において、
東北地域が技術的な強みを有する分野で活用される試験研究・検査設備の整備を図り、地域企業の研究利用、国際規格への対応、安全性の確認等の評価を行うために必要な基盤を強化するものです。
本事業では、東北地域が技術的な強みを有する分野として、電気・電子分野に加え、近年、存在感を増す食料品分野、輸送用機械分野、さらには、東日本大震災を契機として様々な分野において求められている環境対応力の強化（低炭素化・低環境負荷技術や省エネルギー型
プロセス技術の開発導入等）に資する環境エネルギー・リサイクル技術分野の４分野を選定し、各公設試の御協力のもと、今後の成長分野で活用が期待される３Ｄプリンターをはじめ、各分
野に関わる試験研究・検査設備７機種を選定し、公設試に整備するとともに広く利活用を進めていくことになりました。
地域企業の皆様におかれましては、本事業で整備した試験研究・検査設備について、県のエリアを越えて広く利活用いただき、新事業の創出並びに付加価値生産性の向上、さらには東北全域の公設試との交流発展にお役立ていただければ幸いです。
平成２５年11月
東北経済産業局

1

事業実施体系図
地域新産業創出基盤強化事業（東北地域）
事業実施体系図
東北域内の新成長産業の育成・創出

試験研究・検査設備の整備

東北域内企業の広域的利活用促進

電気・電子
食料品

産技連東北地域部会
東北地域産技連

環境エネルギー・
リサイクル技術

整備装置選定広域連携・利活用促進支援事業

基 盤 整 備 事 業

輸送用機械「地域新産業創出基盤強化事業」
運営協議会

専門家配置
（公設試現役、OB等）

・公設試等との調整
・機器活用時のサポート、
セミナー開催・地域企業と公設試等のマッチング
及びコーディネート
・機器設備情報の発信
・新産業の創出に係る支援◇中小企業基盤整備機構東北本部◇東経連ビジネスセンター◇産総研東北センター◇東北６県７公設試
・(地独)青森県産業技術センター工業総合研究所
・(地独)岩手県工業技術センター
・宮城県産業技術総合センター
・秋田県産業技術センター
・秋田県総合食品研究センター
・山形県工業技術センター
・福島県ハイテクプラザ

装置候補提案
幹事会◇4分野

・輸送用機械
・電気・電子・食料品
・環境エネルギー･リサイクル技術

ワーキング部会※幹事会メンバーは主に各県公設試企画担当責任者※ワーキング部会メンバーは主に各県公設試実務者

2

事務局(株)ICR
東北経済産業局

導入設備のご紹介
試験研究・検査設備の一覧
技術分野

NO.

装置の名称

1

超精密非接触三次元
形状評価装置

2

3

型

式

メーカー

設置場所

INFINITE FOCUS G4

アリコナ
イメージング宮城県産業技術総合センター（宮城県 仙台市）

２種材料３D プリンター

Objet 260 Connex

ストラタシス

山形県工業技術センター（山形県 山形市）

イメージベース /マルチスケール
CAE システム

Simpleware/SpaceClaim
ANSYS Mechanical/
Multiscale.Sim 他一式

サイバネットシステム(株)他

4

音響パワーレベル測定システムPULSE LAN-XⅠ 他一式

ブリュエル
＆ケアー

5

食品分析用
近赤外・可視分光
測定システムNIRFlex N500-002
他一式

日本ビュッヒ(株)

輸送用機械

電気・電子

食料品
6

試験用精米機NDB15A

環境エネルギー・
7
リサイクル技術

バイオマス材料
分析システムSpotlight200
顕微 IRシステム他一式(株)サタケ福島県ハイテクプラザ（福島県 郡山市）

秋田県総合食品研究センター（秋田県 秋田市）
地方独立行政法人
岩手県工業技術センター（岩手県 盛岡市）

地方独立行政法人
青森県産業技術センター
パーキンエルマー他
工業総合研究所（青森県 青森市）※事業期間中（平成25年3月28日から平成26年3月31日まで）
は、機器使用料を無料として利用開放致します。
なお、平成26年度からは有料になります。
※研究員による技術指導、依頼試験等には、別途料金が必要な場合がありますので、詳しくは各公設試験研究機関へご確認ください。

3

輸送用機械分野

宮城県産業技術総合センター

超精密非接触三次元形状評価装置【設備の特徴】（技術のポイント）
精密電子部品や精密機械部品、精密切削に使用する工具の刃先など、数ミリメートル～十数ミリメートルサイズの精密に加工された製品を、
マイクロメートルレベルの高い精度で三次元的に測定する装置です。
75°の急斜面や表面が粗いワークが測定できるほか、電動XYステージによるステッチング測定、
回転ユニットによる円筒形状ワークの全周測定が可能です。

【設備の仕様概要、技術内容】○測定範囲と精度

・水平視野：0.143mm×0.109mm（100倍レンズ）～5.7mm×4.3mm（2.5倍レンズ）
・水平分解能：0.4μm（100倍レンズ）～5.6μm（2.5倍レンズ）
・垂直走査高さ：3.2mm（100倍レンズ）～22mm（5倍レンズ）
・垂直分解能（低速）：0.01μm（100倍レンズ）～2.3μm（2.5倍レンズ）○測定機能

・落射・斜入射の2種類の光源と偏光フィルターで様々なワークに対応
・電動XYステージによるステッチング測定
・電動回転ユニットによる円筒形状ワークの全周測定○観察・評価機能・三次元形状のリアルカラー表示、
凹凸の色分け表示・2次元断面の距離、
角度、半径、深さ、粗さの評価
・円筒形状ワークの全周プロファイル抽出と寸法・角度評価
・2次元画像解析
・三次元データのボリューム解析
・三次元形状の差分解析
・三次元CADデータとの自動フィッティングおよび比較
・ISO 25178に準拠した三次元表面粗さ評価機能
装置外観4

超精密非接触三次元形状評価装置【応用事例等の概要】

パワートレイン用ヘリカルギアの全周測定（左：外観、
右：断面形状の抽出）

工具摩耗の評価（差分解析の例）（左：使用前、中：使用後、
右：摩耗部分の抽出）【設備の利用について】
本装置による依頼試験をご希望の場合は、当センターにご相談ください。

【お問い合わせ先】
宮城県産業技術総合センター
自動車産業支援部 技術応用支援班 久田哲弥
TEL：022-377-8700（代表） FAX：022-377-8712
e-mail：hisada-te954@pref.miyagi.jp〒981-3206 宮城県仙台市泉区明通2-2

http://www.mit.pref.miyagi.jp

5

輸送用機械分野

山形県工業技術センター

２種材料３Ｄプリンター（インクジェット方式/製品名：Objet 260 Connex）【設備の特徴】（技術のポイント）
3D CADデータを基に1層ずつインクジェット方式でモデル樹脂を噴射し、UVランプで硬化させて立体モデルを造形する装置です。16ミクロンの厚さで繰り返し積層することで高解像度の立体モデルを短時間で作り上げることができます。
物性の異なる2種類のモデル樹脂を同時に使用することにより、実製品に非常に近い構造物の製作が可能です。

【設備の仕様概要、技術内容】◎主な仕様
Objet 260 Connex
積層ピッチ
（Ｚ軸）

16ミクロン（HQ）、30ミクロン（HS,DM）

トレイサイズ(X)260mm×(Y)260mm×(Z)200mm

Net造形サイズ(X)255mm×(Y)252mm×(Z)200mm

造形解像度(X軸)600dpi、(Y軸)600dpi、(Z軸)1600dpi

精度±0.1mm（※精度は、形状、部品及びプリンティングサイズにより異なります）

対応モデル樹脂材料

VeroClear(硬化樹脂・透明)、VeroWhitePlus(硬化樹脂・白)、TangoPlus(軟化樹脂・白)など13種類

サポート樹脂材料

FullCure705 Support

樹脂材料カートリッジ数／容量

モデル樹脂（3.6Kg）×2、サポート樹脂（3.6Kg）×2※2種類のモデル樹脂材料を同時に使用可能。

プリンティングヘッド

8ユニット（モデル用4、サポート用4）

電源電圧AC100V、50/60Hz、15A、単相装置本体サイズ／重量(W)870×(D)735×(H)1200/280Kg

Objet 260 Connex 本体©2013 Stratasys Ltd. All Rights Reserved.

この装置では、インクジェットノズルからモデル材料とサポート材料（どちらも光硬化性樹脂）を吐出し、同時にＵＶランプが走査して硬化させていきます。超薄積層による優れた精度により、極めて精密な細部と卓越した表面仕上げが得られると共に、物性の異なる樹脂を混合させた新しい特性を持つ材料を同時に造形することができます。

6

２種材料３Ｄプリンター Objet 260 Connex【応用事例等の概要】①デザインレビュー・形状確認
硬さを調整しながらより完成品に近い状態での検討が可能。

©2013 Stratasys Ltd. All Rights Reserved.

©2013 Stratasys Ltd. All Rights Reserved.

②組み立て性の検証
半透明の樹脂使用で中身を確 認しながら組み立てが可能。

©2013 Stratasys Ltd. All Rights Reserved.

③動作確認

カーエアコンの吹き出

硬さの違う材料を2種し口。造形後実際に取混ぜ合わせて造形。

り付けて動作を確認。

©2013 Stratasys Ltd. All Rights Reserved.

©2013 Stratasys Ltd. All Rights Reserved.

【設備の利用について】基本的な利用方法

業②データ検証、
使用樹脂量・造形時間を確認、企業へ確認の上、良ければ造形山形県工業
技術センター企①工技センターに連絡の上、3次元データ（STL形式）を持ち込み又はメール等で送付③モデル受け取り、サポート樹脂の除去※H25年度の手数料は無料ですが、試用期間につき、無料で利用できるモデル樹脂量の上限を
1企業100グラムまでとさせていただきます。
※H26年度からは、設備使用および依頼試験として手数料を設定し対応する予定です。

【お問い合わせ先】
山形県工業技術センター
企画調整室 月本久美子
TEL：023-644-3222

FAX：023-644-3228

e-mail：tsukimotok@pref.yamagata.jp〒990-2473 山形県山形市松栄二丁目2-1

http://www.yrit.pref.yamagata.jp/

7

電気・電子分野

福島県ハイテクプラザ

イメージベース/マルチスケールCAE システム
（Simpleware/SpaceClaim/ANSYS Mechanical/Multiscale.Sim）【設備の特徴】（技術のポイント）◯実製品モデリングによるCAE 解析

X線CT装置や断面観察などから得られた実製品の画像データをもとにモデリングを行い、応力解析・熱解析することが可能です。
これにより、設計と実製品の違いを評価することができます。

◯微細・複雑構造に対応するマルチスケール解析

製品全体を対象とするマクロ解析と、微小部を対象とするミクロ解析を並行して実施するマルチスケール解析により、効率的かつ高精度な解析が可能です。

【設備の仕様概要、技術内容】＜イメージベースモデリング部：Simpleware/SpaceClaim＞

X線CT装置などのスライス画像から、3次元のサーフェスCADデータ、
ソリッドCADデータを作成、さらにCAE解析のためのモ

デル修正、
メッシングが可能です。
また、3次元デジタイザなどで得られるSTLデータや、医療系で実績のあるDICOMフォーマット
などにも対応します。
以下の3分野での利用で特にメリットが大きいと思われます。
電気・電子分野・・・複雑な多層基板やBGAなどのはんだ接合部のモデル作成
医療分野・・・骨、歯など、CADデータの存在しない生体モデルの作成
材料分野・・・金属組織写真からミクロ構造のモデル作成（株）JSOLホームページより引用＜マルチスケールCAE部：ANSYS Mechanical/ Multiscale.Sim＞
マルチスケール解析の機能として、
ミクロ構造を基にマクロ構造体としての平均の物性値を算出する
「均質化
法」
と、
マクロ解析の結果を基にミクロ構造の解析を行う「局在化法」の機能を持ちます。
また、非線形解析が可能であり、電子部品を構成する
はんだ、
プラスチック、ゴムなどについても、それぞれの材料特性に応じた材料モデルの利用が可能です。
サイバネットシステム（株）ホームページより引用

8

イメージベース / マルチスケール CAE システム

【応用事例等の概要】＜温度サイクルを受けるチップ部品はんだ接合部の亀裂進展解析＞

電子デバイスで最も代表的な故障は、温度サイクルを受けて生じるはんだ接合部の熱疲労破壊です。微小部品では、
はんだ形

状寸法の僅かな違いが、応力分布や寿命に影響するため、環境試験による性能評価や品質管理、故障解析を困難にします。
イメージベース・モデリングを用いれば、実製品の形状寸法に基づく高精度な解析が可能となり、CAE－環境試験－故障解析を連携した新たな信頼性評価手法を適用できます。

亀裂進展予測比較検証

環境試験中の
槽内連続抵抗測定

CAEによる高精度な寿命評価が実現!!

サイバネットシステム（株）配布資料、楠本化成（株）
カタログより引用＜電子基板BGA部のマルチスケール解析＞

電子基板は、微細で複雑な構造を持つため、実構造を細部まで解析するのは非常に困難です。
しかし、周期的な不均一構造を均質体に置き換える「均質化機能」
を用いれば、モデルを簡易化して解析を効率化することができます。
さらに、「局在化機能」により、微細部構造に対する解析を行うことも可能であり、解析の効率と精度を両立できます。
均質化

局在化

ZZ方向単軸試験

XZ方向純せん断試験
サイバネットシステム（株）ホームページより引用【設備の利用について】
図面やCADデータをお送りいただく解析依頼にも対応しています。
詳細については直接ご相談ください。

【お問い合わせ先】
福島県ハイテクプラザ
技術開発部 工業材料科 工藤弘行
TEL：024-959-1737

FAX：024-959-1761

e-mail：kudo_hiroyuki_01@pref.fukushima.lg.jp〒963-0215 福島県郡山市待池台1-12

http://www4.pref.fukushima.jp/hightech/9電気・電子分野

福島県ハイテクプラザ

音響パワーレベル測定システム【設備の特徴】（技術のポイント）•機器の発する騒音に対し、JISZ8733（ISO374４）
で規定された音響パワーレベルの計測が可能です。
•音響パワーレベル計測と同時にFFT解析、離散周波数音評価が可能です。
•通常の騒音レベル（音圧レベル）測定も可能です。

【設備の仕様概要、技術内容】•海外輸出に際して測定が義務付けられている音響パワーレベルの計測•騒音低減のためFFT解析と離散周波数評価①マイクロホンは3Hz～25.6kHzにおいてフラットな特性を有し、オーバーロード検出機能を持ちます。
またIEC
61672class1に準拠しています。
②測定機本体（フロントエンド）
は4ｃｈの入力チャンネルを有し、周波数範囲はDC～51.2kHz以上です。
さらに、入力フルスケールに対するダイナミックレンジは150dB以上あるため、非常にうるさい騒音の評価も可能です。
③計測ソフトウェアは通常の騒音測定機能（音圧レベル測定）を有し、FFT解析と離散周波数音測定も同時に可能です。
本装置は、電子機器製造メーカが開発する電子機械装置の騒音測定において、JISZ8733で規定される音響特性測定のために用いられる音響パワーレベル測定システムとなっており、同時にJISX7779で規定される汎用の騒音測定や、特定周波数における離散周波数音評価も可能です。
○測定可能サイズ
・半球測定表面を用いる場合、測定可能な測定対象の大きさは１辺40cm未満
・平行六面体測定表面を用いる場合、測定可能な測定対象の大きさは１辺100cm未満※形状や実際の寸法により若干変動します。
○ハイテクプラザ無響室サイズ：４ｍ（Ｄ）×５ｍ（Ｗ）×３．
４ｍ（Ｈ）○4ch同時測定が可能であるため、半球測定表面、平行六面体測定表面のいずれの場合でも２回の段取替えで測定終了（測定回数は3回）

10

音響パワーレベル測定システム【応用事例等の概要】
音響パワーレベル測定の実施例○JISZ8733（ISO3744）：音響－音圧法による騒音源の音響パワーレベルの測定方法－反射面上の準自由音場における実用測定方法
による測定例
・下図は、測定対象（騒音源）
として１／１オクターブ基準音源を用い（周波数範囲100～10kHzのピンクノイズ）、
半球測定表面に10か所のマイクロホンを移動配置し測定を行う様子を示しています。
・基準音源設定値を音響パワーレベルＬｗ＝65.0ｄＢとして測定したところ実測値Ｌｗ＝65.1ｄＢという結果を得ました。
※参考：平行六面体測定表面を用いた場合（測定位置：９か所）、
Ｌｗ＝66.1ｄＢでした。
測定対象サイズの関係でハイテクプラザではほとんどの場合こちらの測定を行っています。

マイクロホン

半球測定表面

1/1オクターブ基準
音源（測定対象）【設備の利用について】
依頼試験には対応していません。
当プラザに連絡の上、ご利用ください。

【お問い合わせ先】
福島県ハイテクプラザ

たかひたかし技術開発部 生産・加工科 高樋昌
TEL：024-959-1738

FAX：024-959-1761

e-mail：takahi_takashi_01@pref.fukushima.lg.jp〒963-0215 福島県郡山市待池台1-12

http://www4.pref.fukushima.jp/hightech/

11

食料品分野秋田県総合食品研究センター

食品分析用近赤外・可視分光測定システム【設備の特徴】（技術のポイント）①酒米など食品原材料について、水分、粗タンパク質、糖質などの多成分について短時間測定が可能②試料粉砕～成分測定までをワンストップで行えるシステム【設備の仕様概要、技術内容】
◯使用概要

①

①近赤外分光粉体・個体測定装置
・測定領域が800～2,500nm②

・分解能が2.5nm以下
・偏光干渉計を有したフーリエ変換型分光器②可視分光測定ユニット
・測定領域が185～900nm
・大型試料室を有する④③ポータブル近赤外分光光度計
・測定領域が1,250～2,500nm、分解能0.5nm③

・AOFTによる分光器を有し、高速測定かつ1.2kgで携帯可能④近赤外・可視分光解析ソフトウェア
・PLS回帰分析、主成分分析、SIMCA、重回帰分析、
サポートベクターマシンを搭載
・サンプル選択にケナード・ストーン法がある

◯技術内容
●用途
①酒米の酒造適性、酒米育成系統選抜②食品原材料や中間品、製品などの評価分析等●効果①生産者毎に酒米の酒造適性を解析、酒米の特性に適した酒造法の検討、構築②酒米の各分析値をもとに、栽培方法を見直し、高品質の酒米づくりに寄与③酒米育成系統の有用な選抜手段の確立④食品原材料や中間品、製品などの分析により高品質食品製造に資する情報取得と食品関係業者の利活用が可能

12

食品分析用近赤外・可視分光測定システム【応用事例等の概要】◯企業等による応用事例①企業の課題解決のため技術支援に活用②酒造メーカー、酒米生産者等に対する技術研修の実施③酒米新品種開発や醸造方法について酒造メーカー等と共同研究で活用④携帯型装置開発による食品関係業者の活用支援◯公設試の広域連携による応用事例
既存酒米品種の分析結果を経年的に蓄積→ データべース化・公開→各県でも利用が可能

酒米新品種の開発・普及にも寄与
携帯型装置開発

実用化により、
広範な利活用が可能【設備の利用について】試料をお送りいただく依頼試験にも対応しています。
詳細については当センターにご相談ください。

【お問い合わせ先】
秋田県総合食品研究センター
醸造試験場 酒類グループ 渡邉誠衛
TEL：018-888-2000

FAX：018-888-2008

e-mail：seiei@arif.pref.akita.jp〒010-1623 秋田県秋田市新屋町字砂奴寄4-26

http://www.arif.pref.akita.jp/

13

食料品分野地方独立行政法人岩手県工業技術センター

試験用精米機（清酒醸造用少量多製品化支援機器）【設備の特徴】（技術のポイント）
現在、嗜好の多様化に合わせて様々な食品が開発されていますが、醸造品も例外ではなく、原料やその処理方法も含めて特長を持たせることが重要です。
しかし、これまで醸造用精米機は大量生産向きの大型機が主流で、特定名称酒等の高精白米を少量で安定的に処理することは困難でした。本試験機は最大玄米処理量600kgで最少白米処
理量180kgの大吟醸用白米まで精米可能な、少量多製品化に対応した装置です。

【設備の仕様概要、技術内容】◯少量多製品化に対応◯米の特長を活かした精米に特長ある清酒醸造を行うため、精米形態が大量生

地産の酒造好適米は、栽培箇所や栽培方法により産から少量多品種にシフトしてきています。
また、
ト

多様な性質を持っています。それらの特長を最大限

レーサビリティー法の施行に伴い、生産履歴管理がに利用するためには、どのように・どのぐらい精米する

厳格になっています。本試験機は契約栽培で少量のかが重要です。本試験機は簡易な操作で試験用の精生産量の玄米でも精米が可能です。

米が可能です。

設備の仕様と特長①玄米処理量600kgの小ロットに対応
最大玄米処理量600kg、最少白米仕上がり180kgまでの大吟醸用白米にまで処理が可能です。

②簡便な操作で高い精米品質
タッチパネル操作で簡便に設定変更が可能で、ロードセル方式で正確に計量して精米します。

③穀粒判別機で玄米品質から計測
玄米の外観形状を計測する穀粒判別機により玄米の状態
や形状のばらつき具合を確認して精米を行うことでより精度の高い精米が可能となります。

14

試験用精米機【応用事例等の概要】
精米時間の目安

精米歩合

精米時間

70%

8～12h

60%

18～25h50%30～45h40%50～65h35%60～75h※玄米600kgの場合◯機能●比較的小規模(最大600kg)の玄米を効率よく高精白米に仕上げることが出来ます。

◯用途●少量多製品化のための小仕込み用原料処理。

等の使用で効率的な精米が行えます。

●酒米の特徴を引き出す精米方法の評価。
●年度毎の米質にあわせた精米方法の評価。

使用例
④

①

①穀粒判別機を使用して年度毎の玄米の外観品質やばらつきを確認し、その年の精米パターンを決定します。
②精米機のパターンを設定して精米します。
パターンは任意に設定できますので、米質に合わせた精米が可能です。

③③精白米をロータリーシフターで砕米と整粒に分別します。
ロータリーシフターは0.6t/hの能力がありますので、素早く分別が可能です。

②④ 少 量で精 米が可 能ですので、蔵内では酒 母タンク
（500L）
での小仕込みが可能です。

【設備の利用について】
依頼加工にも対応いたします。
料金及びサンプルの受払方法等の詳細については当センターにご相談ください。

【お問い合わせ先】
地方独立行政法人岩手県工業技術センター
食品醸造技術部 佐藤稔英
TEL：019-635-1115

FAX：019-635-0311

e-mail：CD0002@pref.iwate.jp〒020-0852 岩手県盛岡市飯岡新田3-35-2

http://www.pref.iwate.jp/~kiri/

15環境エネルギー・
リサイクル技術分野

地方独立行政法人青森県産業技術センター工業総合研究所

バイオマス材料分析システム

顕微IRシステムと熱重量・熱量同時測定装置による複合有機分析システム【設備の特徴】（技術のポイント）
顕微IRシステム、熱重量・熱量同時測定システムによって構成された、有機成分の複合分析システムです。
バイオマ
ス材料、
プラスチック材料など、様々な有機物を対象に、赤外分光分析、赤外顕微測定、熱物性・熱分解物の分析を行うことができます。

【設備の仕様概要、技術内容】◯システム概要

赤外線吸収から有機物の成分を分析する赤外分光光度計（FT-IR）に、微小領域を分析する顕微IR、有機物を加熱した際の重量変化を測定する熱重量･熱量同時測定装置（TG-DTA）
によって構成したシステムで、恒温恒湿器も備えています。
未知の有機物の特定や構造解析に加え、熱物性や熱分解物の分析ができ、データベースや各種スペクトル解析を併用することで、様々な視点から有機分析が可能です。

◯分析のバリエーション
本システムでは４種類の測定分析が可能です。

主な仕様①顕微IRシステム(パーキンエルマー社製Frontier Gold、Spotlight200）
FT-IR本体：波数範囲8300～350cm-1、S/N比55000：1、透過/ATR測定
顕微IR：波数範囲8300～600cm-1、S/N比12000：1、透過/反射/ATR測定（マッピング可）②熱重量･熱量同時測定システム（パーキンエルマー社製STA6000）
温度範囲15～1000℃、試料容量1,500mg、分解能0.2μg③低温恒温恒湿器（いすゞ製作所製TPAV-120-40）
設定温湿度範囲-40～120℃、20～98%

16

バイオマス材料分析システム【応用事例等の概要】

FT-IRに顕微IRシステムを組み合わせることで、ミクロンからミリメートルまで様々な大きさの有機物を分析できます。
データベースや混合物解析ソフトウェアを併用することで、不良品解析、異物同定、生体組織の組織分布測定等、幅広い有機物定性分析が可能です。

TG-DTA測定では、対象物の熱分解、熱酸
化、脱水、昇華、蒸発、融解、結晶化、ガラス転移の温度がわかります。水分量や灰分量の測定に利用することも可能です。

試料を加熱した際にTGで発生したガスをFT-IRへ導入し、熱物性測定と発生ガスのIR分析を同時に行うことが可能です。有機物の熱分解過程解析、
揮発成分や熱分解ガス成分の分析が可能です。

【設備の利用について】試料をお送りいただく依頼試験には対応していません。
当センターに連絡の上、ご利用ください。

【お問い合わせ先】
地方独立行政法人青森県産業技術センター工業総合研究所
新エネルギー技術部 角田世治
TEL：017-728-0900

FAX：017-728-0903

e-mail：kou_souken@aomori-itc.or.jp〒030-0142 青森県青森市大字野木字山口221-10

http://www.aomori-itc.or.jp/

17

公設試験研究機関へのアクセス
むつ湾
青
森
駅

地方独立行政法人

青森県産業技術センター
工業総合研究所

青森県庁

７

４
NTT
青森市役所
青い森鉄道

至 浪岡
弘前方面

至 野辺地
八戸方面

青森
中央

青森県立図書館〒030-0142 青森市大字野木字山口221-10

ABA 青森朝日放送
東北○ＪＲ青森駅より、車（タクシー）約30分

新幹

ＪＲ新青森駅より、車（タクシー）約30分○東北自動車道（青森道）青森中央ＩＣより、車15分○青森空港より、車（タクシー）約15分

岩手県工業技術センター

青森家畜保健衛生所

工業総合研究所

駅

盛岡

盛岡南イオンで下車。(約15分)下車後､徒歩約15分

東
北
自
動
車
道

岩
手ヤ
県マ
環ダ
境電
保機
健

岩手県
工業技術
センター

４

または、盛岡駅東口ロータリー13番乗り場より､矢巾営業所行き

駐在所

向中野経由乗車後、工業技術センター前で下車。
（約45分)下車すぐ【自家用車利用の場合】

仙
北
駅

南部屋敷
イオン盛岡南盛岡駅東口ロータリー13番乗り場より､盛岡南イオン行き乗車後、至 雲谷
十和田湖方面

盛岡

イオンモール盛岡【盛岡駅からのアクセス】○バス利用の場合

103

およそ３キロ〒020-0857 盛岡市北飯岡2-4-25○タクシー利用の場合約10分

かっぱの湯

青森流通団地至 青森空港浪岡・弘前方面※現在のところ､市営バスなど公共交通機関の路線からは最寄でも3キロほどの距離がございます。
お車（タクシー）でのご来所をお勧めします

地方独立行政法人

青森市斎場

線

友愛病院

盛岡南

盛岡ICから約15分、盛岡南ICから約10分。

秋田県総合食品研究センター

至 能代市・潟上市
セリオン〒010-1623 秋田市新屋町字砂奴寄4-26○秋田駅から約7km
バスは秋田中央交通をご利用ください。秋田駅西口のりばから「県立・東京－秋田 1時間5分

・東京－秋田 4時間

・大阪－秋田 1時間20分

・仙台－秋田 2時間20分

・名古屋－秋田 1時間10分
・札幌－秋田 55分
・秋田空港－秋田駅 リムジンバスで約40分

1856

こまちスタジアム

産業技術
センター

市立体育館

県立プール

千秋公園

総合食品
研究センター○県外から
新幹線【こまち号】

奥羽本線

港大橋前交差点

プール線」終点「県立プール前」下車徒歩２分。所要時間約30分。
航空機

７

65

７
秋
田
南
バ
イ
パ
ス

秋
田
運
河

秋田市役所

13

秋
田
駅

秋田県庁

奥
羽
本
線

雄物川
至 酒田市・由利本荘市

至 大仙市

奥
羽
本
線
・
秋
田
新
幹
線

宮城県産業技術総合センター

ヤマト
運輸

泉パークタウン 宮脇書店
工業・流通団地

宮城大学〒981-3206 仙台市泉区明通2-2

仙台保健福祉専門学校

宮城県図書館

仙台駅前バスプール2番のりばより｢宮城大学・仙台保健福祉専門学校前行き｣で｢宮城大学・仙台保健福祉専門学校前｣下車、徒歩約3分。大人運賃：640円①地下鉄南北線泉中央駅下車②地下鉄南北線泉中央駅・路線バス2番のりばより｢宮城大学前経由泉パークタウン車庫行き｣で｢宮城大学・仙台保健福祉専門学校前｣下車徒歩約3分。
地下鉄仙台駅からの大人運賃：地下鉄:290円+バス：370円-乗り継ぎ割引:40円=620円

泉

仙台ロイヤルパークホテル

tapio○電車・バスをご利用の場合○お車でお越しの場合

至 盛岡

至 盛岡

宮城県産業技術
総合センター

仙台泉プレミアムアウトレット

泉パークタウンサービス

イズミティー 21
泉中央駅

泉 PA スマートインターチェンジ

動車道

東北自

北環状線

至 東京

・東北自動車道泉インターチェンジから約5.4km(15分)
泉PAスマートIC（ETC専用）から約3.7km(10分)
・仙台駅から約14km､40分。

県
道
仙
台
泉
線

宮城学院女子大学

みやぎ生協
coop

至 中山

至 新庄

山形
JCT

至
白
鷹

東
北
中
央
自
動
車
道

西
周
り
バ
イ
パ
ス

バス停【沼木】

348

山形県
工業技術
センター

山形県
産業創造
支援センター

降車（約40分､690円）
バス停のすぐ目の前※注意最寄り駅であるJR東日本・喜久田駅（無人駅）にはタクシーが常駐しておりませんのでご注意ください

山
形
新
幹
線

福島県畜産公社
家畜市場

至 母成

至 東京

13

至
村
田

郡山
JCT

西線

JA 郡山市喜久田
農業資材センター

郡山西部第二工業団地

至
湖
南

東
北
自
動
トライアルマート
車
喜久田店
道

西
部
第
二
体
育
館

長沼

福島県
ハイテクプラザ

至 宇都宮
東京

至 仙台
福島
東
北
本
線

本宮

磐越

至 米沢

至 福島・二本松

磐梯
熱海

至
会
津
若
松

○公共交通機関を使ってお越しの方「郡山郵便局経由西部工業団地」行きに乗車、「ハイテクプラザ前」
で

286

至 上山

・東北自動車道・郡山I.C.より約5km、車で約10分

・JR東日本・郡山駅西口のバス停8番乗り場から

山形
蔵王

至 上山

○お車でお越しの方

・JR東日本・郡山駅よりタクシーで約25分、料金の目安は3,600円

山形県庁

山
形
駅

南
沼
原
小
学
校

・～柏倉・荻の窪線「沼木」より徒歩約10分〒963-0215 郡山市待池台1-12

山形北

山形
中央

○山形空港より山形駅まで

福島県ハイテクプラザ

至 天童

動車道

・車で約10分○バス千歳公園～山交ビル(駅近接)

至 東京

山形自

・山形中央ICより車で約10分

・バスで約45分

仙
台
駅

至 東根

至 鶴岡

○東北中央自動車道○JR山形駅（西口）より約4km至 盛岡

至 長町〒990-2473 山形市松栄2-2-1

・山形蔵王ICより車で約20分

至 福島
地
下
鉄
南
北
線

仙地
台下
駅鉄

仙台空港から､仙台空港鉄道(JR東日本乗入れ)でJR仙台駅へおいでください。
仙台駅以降のルートは、上記を参照してください。

○山形自動車道

八
乙
女
駅

至 山形

○飛行機をご利用の場合

山形県工業技術センター

４

東
北
新
幹
線

磐越自動車道

４

49

磐
越
東
線

郡山

国
道
４
号
線
バ
イ
パ
ス

至 須賀川

至
い
わ
き
・
三
春

至
い
わ
き

郡
山
駅

うねめ通り
さくら通り

水東
群北
線本
線
至 須賀川・白川

東
北
新
幹
線
至 宇都宮
東京

19