OKIPPA伸縮計（OKIPPA_EXT）センサBoxだけで始められる伸縮監視システム

操作説明書
2023年3月

オ

キ ッパ

西松建設株式会社

1

目次
１．取り扱い上の注意事項
２．センサBoxについて

３．OKIPPAの設置から計測開始まで（暫定設定⇒ 本設定完了まで）

3-1．ログイン
3-2．各種設定の入力（機器ごとの初期設定）
４．アラート通知の設定
５．管理画面
5-1．グラフ －計測データの確認

5-2．グラフ －写真登録、現在のデータ表示

5-3．グラフ －表示設定、データの取り込み、メモ登録

5-4．位置図
6．閲覧権限ユーザーの作成方法および登録
7．仕様など2

１．取り扱い上の注意事項！危険！
〇センサBoxは、分解、改造を絶対にしないでください。
〇内蔵電池内部の液体などが目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。
！警告！
〇高所からの落下など、強い衝撃を与えないでください。
〇火の中に投下したり、熱を加えたりしないでください。
〇電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。
！注意！
〇高温多湿の場所で保管･放置しないでください。
〇水没する環境で使用しないでください。
〇度重なる衝撃は与えないでください。
【その他】〇万が一、動作しなくなった場合、分解したりせず、弊社へご連絡ください。
〇本システムのセンサボックスは内蔵型電池であり、電池のみをお客様により交換することはできません。
〇本システムのID及びパスワード等の情報は、第三者に漏れることないよう十分に情報管理してください。

※本システムは「レンタルでのご提供のみ」とさせて頂いております。
（リール架台を除く）

3

２．センサBoxについて
・各部の名称と仕様

通気口

状態表示LED
電源ボタン

デバイスID

項目

内容

寸法100×100×40 mm

重さ

約300g

防水防じん仕様

IP67

使用温度範囲-10～60℃

使用湿度範囲20～80%RH

内蔵電池

リチウムイオン電池

備考
ASA樹脂

※結露なきこと

4

OKIPPA伸縮計の組み立て
センサボックスを付属のビス２本でリール架台に取り付けます。
OKIPPA伸縮計は、リールの回転角度を伸縮量に換算して、伸縮量を計測します。
★センサBoxは、リール台を設置架台に取り付けた後の方が容易に設置できます。

前面

取付状況

背面

取付用の付属ビスとビス穴

取付完了

設置用のアンカーとビス（別売）インパクトドリル（径5mm）で削孔し、5プラグアンカーを利用して設置できます３．OKIPPAの設置から計測開始まで
センサBoxを設置してから計測開始までの流れを下記のフローに示します。
【重要】設置場所（写真）とOKIPPAのデバイスIDを必ず控えておいてください。

48時間経過設置当日

現場でパソコンでセンサBox、架台一式、設置↓
電源ON「設置完了」のボタン押す

ログイン

P6

自動でP10温度補正完了↓
次の計測データで起点設定実施↓

各種設定の入力※注意
電源ON～数十分間でGPS測位します。

設置場所が天空の開かれていない場合、測位が成功しないことがあります。
うまく測位しない場合は、天空の開かれた場所で即位させてください。

＜設定項目＞
・測点名称（○〇〇＿ID番号）
・傾斜角度のしきい値（注意、警告）＜アラート項目＞
・アラート通知のアドレス登録など※電源ボタンを３秒以上長押し⇒OKIPPAのLED：「緑色点灯→消灯」でON「赤色点灯→消灯」でOFF

本設定完了
P9

P12

※注意
48時間経過までは、起点設定時刻を入力しないでください。
温度補正完了以降は、手入力が可能です。

本監
視の開始

監視グラフなど
管理画面の表示

P15以降＜設定項目＞
・アラート設定
：通知ON

P14
6

3-1．ログイン
インターネットブラウザ（推奨：Google Chrome ）で下記のURLにアクセスすると、下図の画面が表示されますので、連絡フォームでお伝えする「ID」「パスワード」を入力してください。
OKIPPAサイトのURL：
https://okippanishimatsu.cumonosu.com/apps/okippaweb/index.html#/

ログイン

使用するシステムをクリック
7

3-2．各種設定の入力（機器ごとの初期設定）
サイドバーのグループ名をクリックするとID一覧が展開されます。

①グループ名の横の「＋」をクリック②IDをクリック8

3-2．各種設定の入力（機器ごとの初期設定）①「設定」をクリック

9

3-2．各種設定の入力（機器ごとの初期設定）①②測点名の入力④③閾値の入力①「データ設定」をクリック②測点名の設定③閾値の入力
④「保存」クリック ⇒次ページへ

10

3-2．各種設定の入力（機器ごとの初期設定）①②※現地に設置後、①「設置完了・温度補正・起点設定」をクリック②設置完了をクリック⇒次ページへ再設置した際や、温度補正を手動計算したい際に使用します。

通常、「自動計算」のままでOKです。

最新の補正計算日が表示されます。

日時を入力し、実行ボタンを押してください。

11

3-2．各種設定の入力（機器ごとの初期設定）◇端末設定
は、計測間隔などの変更が行えます。
①「端末設定（測定間隔、衝撃、位置測位）」をクリック

変更後は『保存』ボタンをクリックしてください。

ダウンリンク予定日時：本作業での設定変更が反映される日時を表示します。
！注意！ 下記「補足」をご参照ください。

計測間隔：計測間隔を設定します（プルダウンで選択：15分～１日）！注意！ 計測間隔を短縮すると、電池の消耗が早まります。
例：15分/回の場合、6カ月程度◇端末操作は、GPS測位の実施予約を指示します。

ダウンリンク問合せ周期：設定変更を受け入れる間隔を設定後、「ダウンリンク予定日時」に反映します。
※「ダウンリンク問合せ」とは、設定変更を受けるモードになること！注意！ 問合せ回数を増やすと、電池の消耗が早まります。

【補足】◇端末操作/◇端末設定
は、操作後に即時に変更されるものではなく、ダウンリンク問合せ周期で変更されますので、ご留意ください。
（設定例）
計測間隔：１時間／回 ダウンリンク問合せ周期：６回に１回⇒最長で６時間以内に変更内容が反映されます。
※通信状態の影響により、変更が反映されない場合は、再度操作をお願い致します。

12

４．アラート通知の設定
アラート通知の設定は、下記の流れで行ないます。
STEP-01 事前準備
・アラート種類の選定、アラート通知のアドレス登録↓STEP-02 アラート通知の開始（温度補正完了後）
・「メール通知機能」－「使用する」にチェックする
ルール名

アラート通知の種類

初期設定

１日分の移動距離超過

10㎜

１回分の移動距離超過

3㎜

電圧降下

3.3V
（1時間/回通信で残り１か月利用可能）

総移動距離超過100㎜

無通信時間超過

３００分※アラート通知は、閾値が超過した際に通知されます。 次の計測値が同様に超過していると通知されません。
計測値が連続して超過している間はアラートは通知されませんが、閾値を下回ると自動でアラー
ㇳが解除され、再び閾値を超えた際には、アラート通知が発報されます。

13

４．アラート通知の設定
閾値を超過時、登録したメールアドレスにアラート通知がメール送信されます。

①クリック②アラートの一覧が展開されます14

４．アラート通知の設定
閾値を超過した場合、アラート通知したい送信先のメールアドレスをに登録します。

③利用するアラートの「編集」をクリック④送信先を入力⑦「保存」をクリック※
送信メールアドレスが複数ある場合はアドレス間をコロンで区切ってください。

⇒完了⑤「通知対象デバイス」を選択⑥メール通知機能「使用する」を選択
注意（本設定で「使用する」をチェックし、⑥「保存」をクリックするとアラート通知がメールで配信されます。

15

5-1．管理画面：グラフ －計測データの確認

①クリック
②クリック

③「グラフ」をクリック

16

5-1．管理画面：グラフ －計測データの確認「グラフ」で計測データを確認します。

ポインタをグラフに近づけるとデータが表示されます

クリックすると表示・非表示が切り替わります17

5-2．管理画面：グラフ －設置状況の写真を登録できます

写真登録、現在のデータ表示

現在の閾値と計測値を表示します18

5-3．管理画面：グラフ －表示設定、データの取り込み、メモ登録

・CSVダウンロード
表示している期間及び項目のデータをダウンロードします。

・グラフ表示設定
表示したい項目や期間を変更できます。

・メモ登録
残したいメモを登録できます。

メモを登録するとアイコンが表示され、マウスを近づけるとメモの内容が表示されます。

19

5-3．管理画面：グラフ －表示設定

グラフの表示設定、データの取り込み①クリック②期間の設定③項目の設定④保存
20

5-3．管理画面：グラフ －

メモ登録

・メモ登録
①クリック

②メモを記載③入力完了後、登録
21

5-4．管理画面：位置図「位置図」をクリック

22６．閲覧権限ユーザーの作成方法および登録入力したアドレスに案内メールが送信されますので、案内に従って登録してください。

①クリック

②クリック

③ID作成を連絡したい「メールアドレス」と「ユーザ名」を入力し、「登録」をクリック④入力した「メールアドレス」に送信されたメールの案内に従って登録を完了してください23

７．OKIPPA伸縮計の仕様
センサボックス
サイズ

145×132×88ｍｍ

重量約1.1ｋｇ

精度約0.1㎜

ワイヤー長300ｍｍ

前回計測値からの計測可能範囲±72mm未満まで

計測・通信間隔

標準：１時間に１回

GPS測位

標準：１週間に１回（位置測位のみ）

ボックス仕様IP67

使用可能温度範囲-10～60℃

使用可能湿度範囲

20～80%RH（結露なきこと）

電源

リチウムイオン電池

電池稼動期間

標準：2年間※ワイヤー長及びインバー線の影響含まず
1,000ｍｍ（遠隔操作で変更可能／間隔：15分～１週間）（IEC規格）※１時間に１回通信する場合（標準温度20℃で使用時の試算）

無線通信規格LPWA（Low Power Wide Area）

省電力広域無線通信

Sigfox（シグフォックス）クラウドサーバー
計測データの確認

インターネット環境で常時確認可能

計測データの取り込み

CSVもしくはExcelでダウンロード可能

アラート通知管理画面およびメール通知で可能
24