形状測定機

Catalog No.15028(5)小型表面粗さ測定機

Surftest SJ-210/310 シリーズ
小型でも高機能追求された使いやすさが長年にわたり多くのお客様から高く評価されている表面粗さ測定機です。

サーフテスト SJ-210シリーズ
ハンドツール感覚で携帯するにも現場での使用にも抜群に便利な小型表面粗さ測定機

測

定

例

1 自

動車の

ン
エン ジ

部

品

測

1

定例

ル

2 鉄 道のレ ーSJシリーズ発売から20年以上 !

小型表面粗さ測定機の歴史をリードしてきました。
圧倒的なパフォーマンスで世界のものづくりに貢献しています。

サーフテスト SJ-310シリーズ
多彩な測定・解析機能と優れた携帯性を兼ね備え、プリンタも内蔵した小型表面粗さ測定機
測定例

3 橋 梁の接 合部

2

SJ-210/310シリーズがお客様のお悩みを解決します！

Case 1

最新機種をお持ちでない
お客さまのケース
測定しながら粗さを確認できたらいいな。
あと、測定結果をもっと早く印刷できないかな？

Case 2据え置き型の表面粗さ測定機をお持ちのお客さまのケース
検査室に測定物を運ぶのが大変！
あと、向きを変えずに測れないかな？

Case 3

粗さ測定機をお持ちでない
お客さまのケース
粗さ測定って難しそう…
自分でできるの？

3

SJ-210/310シリーズなら・・・
波形で粗さを確認しながら測定ができます！
印刷完了まで、わずか数秒です！
（SJ-310）

SJ-210/310シリーズなら・・・
現場で測れるから大きくて重い
測定物の運搬は不要です！
軽くてコンパクトなので測りたい面を自由に測れます！

SJ-210/310シリーズなら・・・
スキッド測定※でどなたでも簡単に測れます！
※ 測定面に追従する「スキッド」
を基準に変位を取得するため、測定面のレベル出し作業が容易となる
測定方式

4

だれでも簡単！

データ入力の手間を大幅カット
測定データワイヤレス通信システム

U-WAVE（オプション）

SJ-210 取り付け例

SJ-310 取り付け例「U-WAVE」は、パラメータ測定値をワンタッチで汎用ソフト
ウェア（エクセルやメモ帳など）に取り込むことができるシステムです。ワイヤレスのため測定時の操作性を損なわず、
データ入力の手間やミスの削減、作業効率の向上に貢献します。

（測定機へ接続）
U-WAVE-R（パソコンへ接続） U-WAVE-T ※No.02AZD810D
No.02AZD880G
標準価格：41,800円
標準価格：18,300円※別途、接続ケーブル（オプション）が必要です。
No.02AZD790D 標準価格：5,400円

ワンタッチ入力

USBインプットツール（オプション）
SJ-210/310シリーズの演算結果をUSB経由でパソコン
上の表計算ソフトウェアに出力するためのインターフェイスです。演算結果（数値）をワンタッチで入力ができます。

USBインプットツールダイレクト
USB-ITN-D
No.06AFM380D
標準価格：13,200円

USBキーボード信号変換タイプ※
IT-016U
No.264-016-10
標準価格：14,000円※別途、接続ケーブル（オプション）が必要です。
1 m：No.936937 標準価格：2,970円
2 m：No.965014 標準価格：4,160円

5高機能なフリーソフト！

パソコンと連携してより便利に

サーフテスト用

簡易通信プログラム

紹介動画をご覧いただけます。

パソコンによる測定開始の指示や測定条件の変更、また、Microsoft Excelのマクロを利用した検査成績表作成も行えるプログラム
レポート作成にかかる時間を大幅に短縮できます。
です。SJ-210/310をより便利に操作でき、弊社ホームページからダウンロード
（無償）
できます。

https://www.mitutoyo.co.jp
動作確認環境● OS：Windows 7

Windows 8
Windows 10●表計算ソフト：Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2013
Microsoft Excel 2016
Microsoft Excel 2019
Office365 ProPlus (Windows10 Pro)
※WindowsとMicrosoft Excel, Office365 ProPlusは、マイクロソフト社の商品です。

別途 USBケーブル（オプション）が必要です。
● SJ-210シリーズ用USB通信ケーブル（2 m）
No.12AAL068 標準価格：1,080円※市販USB Mini Type-Bケーブル相当品● SJ-310シリーズ用USB通信ケーブル
No.12AAD510 標準価格：4,000円※市販USB Type-Bケーブル相当品

自由自在に組合せ！

多彩なオプションを活用して作業効率アップ

SJ-210/310シリーズの測定データは、メモリカード（オプション）経由で評価型表面粗さ・輪郭測定機用の解析プロ
グラム FORMTRACEPAK-APへ読み込ませ、より高度な解析を行うことができます。

SJ-210/310シリーズからのデジマチック出力による測定
データの印字※、各種統計演算ヒストグラム、D チャートの作図、X-R管理図のための演算を行うなど、高いデータ管理能力を有します。

軽く踏み込むだけで測定をスタート・ストップできます。
同一ワークを固定し、一度に多数測定する作業を大幅に効率アップできます。

※単位の印字が “µm” に未対応のため、単位の印字設定無しでお使いください。

No.12AAJ088
標準価格：12,000円

No.264-505
標準価格：38,000円● SJ-210/310シリーズ → DP-1VA LOGGER接続ケーブル
1m：No.936937 標準価格：2,970円
2m：No.965014 標準価格：4,160円

No.12AAW452
標準価格：6,600円※SDカードへの変換アダプタ付き
microSDカード※弊 社 オプション品 以 外 の 市 販
メモリカードをご使 用された場
合、正常に認識されない場合がございます。

6

SJ-210/310シリーズ 6つの便利機能

SJ-210のパラメータ設定

7

SJ-310のパラメータ設定

SJ-210の
画面表示

SJ-310の
画面表示

フリー時

接触時

フリー時

接触時

パスワード設定8SJ-210シリーズ その他機能

視認性抜群！
2.4インチカラーグラフィックLCD
バックライト付きで見やすく鮮明な大型画面です。

わかりやすさを追求した合否判定画面
合否を文字色で判別できるので結果がひと目でわかります。

使いやすさと誤作動防止に配慮した操作キー
よく使うキーは本体上面に配置。
使用頻度が低いキーはカバー内に配置して誤作動を防止します。

9

直感操作を可能にするショートカットキー
カバー内の「←」「 →」キーを操作して画面設定を簡単に変更できます。
例えば測定画面では、
カット
、区間数
（N）
を簡単
オフ値
（λc）
に切り替えることができます。

キャリングケースで持ち運びラクラク
持ち運びを快適にする便利な専用ケース（標準付属）

測定データを高速送信
高速USBインターフェースをはじめ、多様な入出力ポートを標準装備しています。

SJ-210用プリンタ（オプション）
手のひらサイズ（W×D×H：93×125×70 mm）、内蔵バッテリー
で作動可能な専用プリンタ（SJ-210用プリンタ）に接続すれば、
演算結果、記録図形なども印刷できます。
■ 2 電源方式（AC アダプタ / バッテリーパック）
で使用可能
（BAC）
、
■印刷項目：測定条件、演算結果、評価曲線、負荷曲線
振幅分布曲線（ADC）、環境設定状態

プリンタ打出し例

プリンタ用消耗品：
記録紙 標準用紙（5巻入り）

No.270732

標準価格：2,200 円

No.178-421

標準価格：67,200 円

記録紙 高耐久紙（5巻入り）
No.12AAA876
標準価格：2,500 円

Surftest SJ-210 series10

SJ-310シリーズ その他機能
抜群の視認性で測定を支援
5.7インチ大型カラーグラフィックLCD
大画面LCDはタッチパネル付き。
高い操作性で測定をスムーズに進められます。

高速プリンタ装備だから、いつでもどこでも測定結果を印刷可能
ボタン一つで測定から測定結果印刷まで完了できます。印刷時間はわずか数秒！

測定データの高度活用を可能にする
2曲線同時評価機能
一度の測定で二つの異なる評価条件による演算・解析結果を取得できます。

11データの活用範囲が広がる削除機能
キズなど、
イレギュラーな結果を部分的に削除したうえで演算できます。

座標差解析でワークの状態をいち早くキャッチ
波形の2点間の座標差を算出できます。
印刷しなくても画面上で測定物の凹凸をチェック可能です。

統計処理がデータ管理に役立つ
最大3パラメータ、300回の統計測定ができるので、日常データを適正に管理できます。

図面指示形式での条件入力が可能
評価条件の入力は、ISO/JIS 粗さ
規格の図面指示記号に合わせて行うこともできます。

Surftest SJ-310 series
12

SJ-210シリーズ 仕様
符

標準駆動タイプ号

コード No.

X軸
測定範囲

範囲
検出部

範囲/
分解能

測定速度
測定力 / スタイラス先端形状
スキッド圧
対応規格
評価曲線
パラメータ
解析グラフ
フィルタ
λc
λs ※5

基準長さ

演算結果表示6
印刷機能 ※（別途､専用プリンタが必要です）
外部入出力機能
カスタマイズ
合否判定機能 ※ 7
測定条件の保存
機 能
保存機能

校正
省電力機能
電 源

標準価格

演算表示部
駆動部

中国
（簡体、繁体）、チェコ、ポーランド、ハンガリー、
トルコ、スウェーデン、
オランダ）
縦表示：1 段表示 / 3 段表示 / トレース表示
横表示：1 段表示 / 4 段表示 / トレース表示（横表示は、左右切り替え表示可能）
測定条件 / 演算結果 / 合否判定結果 / 区間毎の演算結果 / 評価曲線 / 負荷曲線 / 振幅分布曲線 / 環境設定状態
USB I /F 、Digimatic 出力、プリンタ出力、RS-232C I /F 、フットスイッチ I/F
表示、演算させたいパラメータを選択可能
最大値ルール / 16％ルール / 平均値ルール
電源 OFF 時の条件を保存
内蔵メモリ：測定条件 10 件
メモリカード（オプション）：測定条件 500 件、測定データ 10000 件、画面データ 500 件、
テキストファイル
（測定条件 / 測定データ/ 評価曲線 / 負荷曲線 / 振幅分布曲線）
数値入力による自動校正方式 / 複数回測定（最大 5 回）による平均校正方式
オートスリープ（10 〜 600 秒で任意設定）機能 ※ 8
内蔵バッテリー（Ni-MH 充電池）/ AC アダプタの 2 電源※内蔵バッテリー充電時間：約 4 時間（周囲温度により異なる場合があります）※測定可能回数：約 1000 回（使用条件、環境などにより異なる場合あり）
52.1 × 65.8 × 160 mm（スライドカバー閉、検出器未装着）
115 × 23 × 26 mm（検出器未装着）
約 500 g（演算表示部、駆動部、標準検出器）
12BAA303 接続ケーブル ※9
12BAA303 接続ケーブル ※9
178-601 粗さ標準片 Ra(3 µm)
178-605 粗さ標準片 Ra(1 µm)
12BAR344 キャリングケース
12AAE643 接点アダプタ
12BAK700 校正用台
12AAE644 V 形アダプタ
ディスプレイ保護シート
12BAR344 キャリングケース
ACアダプタ12BAK700 校正用台
取扱説明書
ディスプレイ保護シート
ワンシートマニュアル
ACアダプタ、取扱説明書
保証書
ワンシートマニュアル、保証書
220,000 円
220,000 円
245,000 円
245,000 円
320,000 円
320,000 円※ 1：VDA 規格及び ANSI 規格、JIS'82 規格選択時のみ演算可能です。
※ 2：ISO'97 規格選択時のみ演算可能です。
※ 3：JISʼ 01 規格選択時のみ演算可能です。
※ 4：ANSI 規格のみ演算可能です。
※ 5：JIS'82 規格を選択時は無効になります。
※ 6：別途､ SJ-210 用プリンタ（コード No.178-421、オプション品）
をご手配ください。
※ 7：ANSI 規格では平均値ルールのみ可能です。VDA 規格では 16% ルールは選択できません。
※ 8：AC アダプタ使用時は無効です。またオートスリープ設定 OFF も可能です。
※ 9：演算表示部と駆動部の接続用です。
※10：消耗品およびオプションの詳細はP17〜18をご参照ください。

13

×1, ×2, ×3, ×4, ×5,
×6, ×7, ×8, ×9, ×10,
任意（0.3 〜 5.6 mm：0.01 mm 間隔）

36.7 × 48.9 mm
16カ国語対応（日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、

液晶（表示領域）
寸法
表示言語

標準付属品

Gaussian, 2CR75, PC75
0.08 、0.25 、0.8 、2.5 mm
2.5 、8 µm
0.08、0.25 、0.8 、2.5 mm
×1, ×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8, ×9, ×10,
任意（0.3 〜 16.0 mm：0.01 mm 間隔）

区間数

質 量

横駆動タイプ

負荷曲線、振幅分布曲線

カットオフ値

外観寸法（ W×D×H ）検出器退避タイプ

SJ-210
SJ-210
SJ-210
SJ-210
SJ-210
SJ-210（0.75 mNタイプ） （4 mNタイプ） （0.75 mNタイプ） （4 mNタイプ） （0.75 mNタイプ） （4 mNタイプ）
178-560-11
178-560-12
178-562-11
178-562-12
178-564-11
178-564-12
16 mm
5.6 mm360 µm（-200 µm 〜 +160 µm）
360 µm / 0.02 µm
100 µm / 0.006 µm
25 µm / 0.002 µm
測定時：0.25 mm/s, 0.5 mm/s, 0.75 mm/s 、リターン時：1 mm/s
コード No. 末尾：-11 の場合：0.75 mN / 2 µmR 60°、コード No. 末尾が -12 の場合：4 mN / 5 µmR 90°
400 mN 以下
JIS ʼ82 / JIS ʼ94 / JIS ʼ01 / ISO ʼ97/ANSI /VDA
断面曲線、粗さ曲線、DF 曲線、粗さモチーフ曲線
Ra, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax ※1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max ※2,
S, HSC, RzJIS ※3, Rppi, RΔa, RΔq, Rlr, Rmr, Rmr(c), Rδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2,
A1, A2, Vo, Rpm, tp ※4, Htp ※4, R, Rx, AR カスタマイズ可能SJ-210シリーズ 外観寸法図●標準検出器を取り付けた駆動部を演算表示部に格納した場合

単位：mm

214.1
174.1
160

40

スライドカバー：閉
START
STOP

PAGE

214.1
40

POWER
DATA

START
STOP

PAGE

スライドカバー：開

POWER
DATA

START
STOP

65.8

PAGE

POWER
DATA

14.1

174.1
160

65.8

14.1

背面カバー
装着

START
STOP

23

●標準検出器を取り付けた駆動部を演算表示部から取り外した場合

PAGE

52.1

52.1

POWER
DATA

START
STOP

PAGE

背面カバー
未装着

START
STOP

23

PAGE

POWER
DATA

標準駆動ユニット

26

POWER
DATA

接続ケーブル（1m）

接続ケーブル（1m）

25.2
26.7

160

26

115

25.2
26.7

115

160

14

SJ-310シリーズ 仕様
符

標準駆動タイプ号

コード No.

X軸
測定範囲

範囲
検出部

範囲/
分解能

測定速度
測定力 / スタイラス先端形状
スキッド圧
対応規格
評価曲線
パラメータ
解析グラフ
フィルタ
λc
λs ※ 5基準長さ
区間数
液晶（表示領域）寸法

演算結果表示
印刷機能
外部入出力機能
カスタマイズ
合否判定機能 ※ 6
測定条件の保存
機 能
保存機能
校正
省電力機能
電 源

標準付属品

標準価格

Gaussian, 2CR75, PC75
0.08 、0.25 、0.8 、2.5、8 mm
2.5 、8 µm
0.08、0.25 、0.8 、2.5、8 mm
×1, ×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8, ×9, ×10,
任意（0.3 〜 16.0 mm：0.01 mm 間隔）
117.8 × 88.2 mm

演算表示部
駆動部

中国
（簡体、繁体）、チェコ、ポーランド、ハンガリー、
トルコ、スウェーデン、
オランダ）
1 段表示：1 パラメータの演算結果を表示
4 段表示：4 パラメータの演算結果を縦4段に並べて表示
波形表示：1 パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示
トレース表示：直近10 回の 同パラメータの演算結果を表示
測定条件 / 演算結果 / 合否判定結果 / 区間毎の演算結果 / 公差値 / 評価曲線 / 表示曲線 / 負荷曲線 / 振幅分布曲線 / 環境設定項目
USB I /F 、Digimatic 出力、RS-232C I /F 、フットスイッチ I/F
表示、演算させたいパラメータを選択可能
最大値ルール / 16％ルール / 平均値ルール / 標準偏差（1σ, 2σ, 3σ）
電源 OFF 時の条件を保存
内蔵メモリ：測定条件（10 件）
メモリカード（オプション）：測定条件 500 件、測定データ10000 件、画面データ 500 件、テキストデータ10000 件、統計データ 500 件、機器設定状態のバックアップ 1 件、トレース10データ保存 10 件
数値入力による自動校正方式 / 複数回測定（最大 12 回）による平均校正方式
オートスリープ（30 〜 600 秒で任意設定）機能 ※ 7
内蔵バッテリー（Ni-MH 充電池）/ AC アダプタの 2 電源※内蔵バッテリー充電時間：約 4 時間（周囲温度により異なる場合があります）※測定可能回数：約 1500 回（使用条件、環境などにより異なる場合あり）
275 × 109 × 198 mm
115 × 23 × 26.7 mm（検出器未装着）
約 1.8 kg（演算表示部、駆動部、標準検出器）
12AAW066 接続ケーブル ※8
12AAW066 接続ケーブル ※8
178-601 粗さ標準片（Ra3 µm）
178-605 粗さ標準片（Ra1 µm）
357651 ACアダプタ
357651 ACアダプタ
02ZAA000 電源コード
02ZAA000 電源コード
12AAE643 接点アダプタ
12AAA217 平面用ノーズピース
12AAE644 V 形アダプタ
12AAA218 円筒用ノーズピース
12BAK700 校正用台
12AAA216 支持足セット
12BAR507 タッチペン
12BAK700 校正用台
12BAL402 保護シート
12BAR507 タッチペン
270732 記録紙（5巻入り）
12BAL402 保護シート
12BAL400 キャリングケース
270732 記録紙（5巻入り）
プラスドライバ、タッチペン用ストラップ、
12BAL400 キャリングケース
プラスドライバ、
タッチペン用ストラップ、取扱説明書、ワンシートマニュアル、保証書 取扱説明書、ワンシートマニュアル、保証書
415,000 円
415,000 円
450,000 円
450,000 円
540,000 円
540,000 円※1：VDA規格選択時及びANSI規格、JISʼ82規格選択時のみ演算可能です。
※2：ISO ʼ97規格選択時のみ演算可能です。
※3：JIS ʼ01規格選択時のみ演算可能です。
※4：ANSI規格のみ演算可能です。
※5：JIS ʼ82規格を選択時は無効になります。
※6：ANSI規格では平均値ルールのみ可能です。VDA規格では、
16 ％ルールは選択できません。
※7：ACアダプタ使用時は無効です。
またオートスリープ設定OFFも可能です。
※8：演算表示部と駆動部の接続用です。
※9：消耗品およびオプションの詳細はP17〜18をご参照ください。

15

×1, ×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8, ×9, ×10,
任意（0.3 〜 5.6 mm：0.01 mm 間隔）

16カ国語対応（日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、

表示言語

質 量

横駆動タイプ

負荷曲線、振幅分布曲線

カットオフ値

外観寸法（ W×D×H ）検出器退避タイプ

SJ-310
SJ-310
SJ-310
SJ-310
SJ-310
SJ-310（0.75 mNタイプ） （4 mNタイプ） （0.75 mNタイプ） （4 mNタイプ） （0.75 mNタイプ） （4 mNタイプ）
178-570-11
178-570-12
178-572-11
178-572-12
178-574-11
178-574-12
16.0 mm
5.6 mm360 µm（-200 µm 〜 +160 µm）
360 µm / 0.02 µm
100 µm / 0.006 µm
25 µm / 0.002 µm
測定時：0.25 mm/s, 0.5 mm/s, 0.75 mm/s 、リターン時：1 mm/s
コード No. 末尾：-01 の場合：0.75 mN / 2 µmR 60°、コード No. 末尾が -02 の場合：4 mN / 5 µmR 90°
400 mN 以下
JIS ʼ82 / JIS ʼ94 / JIS ʼ01 / ISO ʼ97/ANSI /VDA
断面曲線、粗さ曲線、DF 曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線
Ra, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax ※1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max ※2, S, HSC, RzJIS ※3, Rppi, RΔa, RΔq, Rlr, Rmr,
Rmr(c), Rδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λa, λq, Lo, Rpm, tp ※4, Htp ※4, R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte カスタマイズ可能SJ-310シリーズ 外観寸法図●SJ-310シリーズ演算表示部

単位：mm

ケーブル長1m

109

198

275

15°

●駆動部

単位：mm
駆動部外観図※駆動部タイプ

23.0

単位：mm

26.0

標準駆動ユニット

115.0

23.2
26.7

115.0

26.0

前退避駆動ユニット

1

23.0

25.2
26.7

23.0

2.0

26.0

横駆動ユニット

3.0
6.6

45.5
47

115.0

※各駆動ユニットに対応した標準検出器付での外観寸法図です。

16

検出器 外観寸法図
歯面用検出器●最小測定穴径

R4R04R040
0.90.9
0.9

0.6
0.6
1.4
0.6
1.4
1.4

コードNo. 測定力 スタイラス形状※ 標準価格 備考
178-296 0.75 mN 2 µmR/60˚ 53,000 円 標準及び前退避
178-390 4 mN 5 µmR/90˚ 53,000 円 駆動ユニット用

コードNo.

スタイラス形状※ 標準価格
0.75 mN
2 µmR/60˚95,000 円
4 mN
5 µmR/60˚95,000 円

178-387 0.75 mN 2 µmR/60˚ 53,000 円
横駆動ユニット用
5 µmR/90˚ 53,000 円※先端半径 / 先端角度

測定力

178-388178-398

穴深さ12 mm以下の場合： 178-386 4 mN

фф
9ф99

59.5
59.5
59.5

.4

ф22.44
ф2.
ф

фф
9ф99

1.5
1.5
1.5

4.8
4.8
4.8

2.42.4
2.4

6 66

3.5
3.5
3.5

スタイラス
スタイラス

60.1
60.1

60.1
スタイラス
スタイラス
スタイラス

12.6
12.6
6612.60°600°°
1.81.81.8

61
61
61スタイラス

16.4
16.4
16.4

0.40.4
0.4

標準検出器

ø7 mm
標準及び前退避穴深さ12〜22 mmの場合： 178-391 4 mN 10 µmR/90˚ 53,000 円 駆動ユニット用
ø12 mm ※先端半径 / 先端角度

深溝用検出器

4.8
4.8
4.8

22
2

61
61

61
スタイラス
スタイラス
スタイラス

16.4
16.4
16.4

фф
9ф99

1.5
1.5
1.5

3.5
3.5
3.5

スタイラス
スタイラス
фф
9ф99

3. 8
3.5
3.5
3.5

60.7
60.7
60.7
スタイラス

101010

16.2
16.2
16.2

ф
ф3.8
ф3.8

9 99
13.6
13.6
13.6

小穴用検出器

コードNo. 測定力 スタイラス形状※ 標準価格 備考
178-383 0.75 mN 2 µmR/60˚ 60,000 円 最小測定穴径178-392 4 mN 5 µmR/90˚ 60,000 円 ø4.5 mm

4.8
4.8
4.8
1.5
1.5
1.5
コードNo. 測定力 スタイラス形状※ 標準価格 備考
178-385 0.75 mN 2 µmR/60˚ 60,000 円 横駆動ユニット
178-394 4 mN 5 µmR/90˚ 60,000 円 での使用は不可※先端半径 / 先端角度

※先端半径 / 先端角度

極小穴用検出器

1.6
1.6
1.6

фф
9ф99

0.8
0.8
0.8

スタイラス
スタイラス

1.81.81.8

2.4

0.40.4
0.4

12.8
12.8
12.8

ф
ф2.4
ф2.4

60.3
60.3
60.3
スタイラス

コードNo. 測定力 スタイラス形状※ 標準価格 備考
178-384 0.75 mN 2 µmR/60˚ 60,000 円 最小測定穴径178-393 4 mN 5 µmR/90˚ 60,000 円 ø2.8 mm※先端半径 / 先端角度

● スタイラス先端半径識別方法
ノーズ取付ねじ（ 2 個）
黒：2 µm
白：5 µm
黄：10 µm● 特殊仕様について
特殊仕様検出器の製作もいたします。
対応可能な仕様などにつきましては、最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。

SJ-210シリーズ用オプション●SJ-210用消耗品・その他
カラー液晶保護用シート No.12AAL066 標準価格： 1,800円（5 枚セット）
RS-232C 通信ケーブル
No.12AAL067 標準価格： 3,600円（SJ-210シリーズ用）

SJ-310シリーズ用オプション●SJ-310用消耗品・その他
記録紙 標準用紙（5巻入り） No.270732
記録紙 高耐久紙（5巻入り） No.12AAA876
タッチパネル保護シート
No.12AAN040（10 枚入り）
RS-232C 通信ケーブル
No.12AAA882（SJ-310シリーズ用）

17

標準価格： 2,200円
標準価格： 2,500円
標準価格：12,500円
標準価格： 8,000円

SJ-210/310シリーズ共通オプション●駆動部用アクセサリ
平面用ノーズピース
平面用ノーズピース

No.12AAA217

円筒用ノーズピース

平面用ノーズピース

円筒用ノーズピース

No.12AAA217

No.12AAA218

支持足セット
支持足セット

円筒用ノーズピース

No.12AAA216

No.12AAA218

検出器側No.12AAA217
標準価格：9,000円

No.12AAA218
標準価格：9,000円

No.12AAA216
標準価格：9,000円※ SJ-310シリーズの標準駆動 / 検出器退避タイプは標準付属品※横駆動ユニットでの使用は不可※ SJ-310シリーズの標準駆動 / 検出器退避タイプは標準付属品※横駆動ユニットでの使用は不可※ SJ-310シリーズの標準駆動 / 検出器退避タイプは標準付属品※横駆動ユニットの検出器側での使用は不可

V アダプタ継足ロッド（50 mm）注）延長可能は1本のみです。

接点アダプタ

継足ロッド 50 mm
No.12AAA210

7.7 mmm

72 m

No.12AAE644
標準価格：14,000円

No.12AAE643
標準価格：13,000円※横駆動タイプは標準付属品※横駆動ユニット専用※横駆動タイプは標準付属品※横駆動ユニット専用

平面用アダプタ

ハイトゲージ用アダプタ

No.12AAA210
標準価格：13,000円※横駆動ユニットでの使用は不可

スタンド用アダプタ

注）スクライバ取付寸法 9×9 mmのハイトゲージ専用

スタンド用
アダプタ

平面用アダプタNo.12AAA219
ハイトゲージ用アダプタ

No.12AAA222

No.12AAA219
標準価格：3,000円

No.12AAA222
標準価格：6,000円※横駆動ユニットでの使用は不可

延長ケーブル（1 m）注）延長可能は1本のみです。

粗さ標準片 W
表示：Ra = 約 3 µm、約 0.4 µmNo.12BAA303
標準価格：4,300円※演算表示部と駆動部の接続用

No.12AAA221（取り付け部の軸径：ø8 mm）
標準価格：3,000円

No.12AAA220（取り付け部の軸径：ø9.5 mm）
標準価格：3,000円

No.178-604
標準価格：22,000円※Ra = 約0.4 µmはスタイラス先端チェックにのみ使用可能です。

●セッティングアタッチメント ※横駆動ユニットでの使用は不可

同一形状の繰り返し測定時や、セッティングが困難な部位へのセッティングが容易になり、測定効率を向上させます。

円筒物軸方向測定アタッチメント
円筒物径に合わせ V 幅を調整でき、小径から大径の軸方向測定が容易に行えます。
●対応径：
ø5 〜 ø150 mm

No.178-033
標準価格：

220,000円●特殊仕様について

スライダ測定アタッチメント
ワークの一部に、
くぼみや段差があり、駆動部をセットしづらいワークの平面部分を測定する際に便利です。

No.178-034
標準価格：

120,000円

内径測定アタッチメント
シリンダブロックのボアのような穴内面測定
時に、威力を発揮します。
●対応径：ø75 〜 ø 95 mm●対応深さ：30 〜135 mm

No.178-035
標準価格：180,000円

特殊仕様アタッチメントの製作もいたします。対応可能な仕様などにつきましては、最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。
特殊対応例：クランク内面測定用、シリンダ内面測定用

18座標測定機

画像測定機

形状測定機

光学機器

精密センサ

試験・計測機器

スケールユニット

測定工具、測定基準器、計測システム

仙台市若林区卸町東1-7-30〒984-0002 電話 (022)231-6881 ファクス(022)231-6884
郡山駐在所
電話 (024)931-4331
宇都宮営業所宇都宮市平松本町796-1〒321-0932 電話 (028)660-6240 ファクス(028)660-6248
つくば駐在所 電話 (029)839-9139
新潟営業所
新潟市中央区新和1-6-10 リファーレ新和 1F-B 〒950-0972 電話 (025)281-4360 ファクス(025)281-4367
伊勢崎営業所
伊勢崎市宮子町3463-13〒372-0801 電話 (0270)21-5471 ファクス(0270)21-5613
さいたま営業所
さいたま市北区宮原町3-429-1〒331-0812 電話 (048)667-1431 ファクス(048)667-1434
川崎営業所
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-1611 ファクス(044)813-1610
東京駐在所
電話 (03)3452-0481
厚木営業所
厚木市岡田1-7-1 ヴェルドミールSUZUKI 105 〒243-0021 電話 (046)226-1020 ファクス(046)229-5450
八王子駐在所 電話 (042)620-5380
富士駐在所 電話 (0545)55-1677
諏訪営業所
諏訪市中洲582-2〒392-0015 電話 (0266)53-6414 ファクス(0266)58-1830
上田駐在所
電話 (0268)26-4531
浜松営業所
浜松市東区和田町587-1〒435-0016 電話 (053)464-1451 ファクス(053)464-1683
安城営業所
安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
中部オートモーティブ営業所 安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
名古屋営業所
名古屋市昭和区鶴舞4-14-26〒466-0064 電話 (052)741-0382 ファクス(052)733-0921
金沢営業所
金沢市桜田町1-26 ドマーニ桜田〒920-0057 電話 (076)222-1160 ファクス(076)222-1161
大阪営業所
大阪市住之江区南港北1-4-34〒559-0034 電話 (06)6613-8801 ファクス(06)6613-8817
神戸駐在所
電話(078)924-4560
京滋営業所
草津市大路2-13-27 辻第3ビル1F〒525-0032 電話 (077)569-4171 ファクス(077)569-4172
岡山営業所
岡山市北区田中134-107〒700-0951 電話 (086)242-5625 ファクス(086)242-5653
広島営業所
東広島市八本松東2-15-20〒739-0142 電話 (082)427-1161 ファクス(082)427-1163
福岡営業所
福岡市博多区博多駅南4-16-37〒812-0016 電話 (092)411-2911 ファクス(092)473-1470
センシング営業部 川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-8236 ファクス(044)822-8140
仙台営業所

M3 Solution Center …商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業所にご連絡ください。
宇都宮市下栗町 2200
〒321-0923 電話 (028) 656-1607 ファクス (028) 660-6248
UTSUNOMIYA
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-1623 ファクス (044) 813-5433
TOKYO
諏訪市中洲 582-2〒392-0015 電話 (0266) 53-6414 ファクス (0266) 58-1830
SUWA
安城市住吉町 5-19-5〒446-0072 電話 (0566) 98-7070 ファクス (0566) 98-6761
ANJO
大阪市住之江区南港北 1-4-34 〒559-0034 電話 (06) 6613-8801 ファクス (06) 6613-8817
OSAKA
呉市広古新開 6-8-20〒737-0112 電話 (082) 427-1161 ファクス (082) 427-1163
HIROSHIMA
福岡市博多区博多駅南 4-16-37 〒812-0016 電話 (092) 411-2911 ファクス (092) 473-1470
FUKUOKA
計測技術者養成機関…各種のコースが開催されています。詳細は弊社営業所にご連絡ください。
ミツトヨ計測学院 川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533 電話 (044) 822-4124 ファクス (044) 822-4000
カスタマーサポートセンタ…商品に関しての各種のお問合せ、ご相談をお受けしています。
電話 (050) 3786-3214 ファクス (044) 813-1691

最寄りの営業所をご確認いただけます。

https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/domestic/list.html#sale
お求めは当店で̶

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。
●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。
あらかじめご了承ください。
●本カタログに掲載されている仕様、価格は 2020年 8 月現在のものです。
●掲載しております標準価格には消費税は含まれておりません。

川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533
https://www.mitutoyo.co.jp

058 2008(5)C-(CH)HS136