ラテラルフローイムノアッセイ用部材
素材

製品

FUSION (singlelayer matrix)
FUSION 5technology

100%
コットンリンター

お問合せ先 TEL：03-5331-9336 ②番選択, Email: Tech-JP@cytiva.com
バインダー
/
界面活性剤

Proprietary

CF1/1Chr
CF3/3MM Chr

無無CF4/31ET Chr

無CF5/17 Chr

無Grade 470

無CF7/CD427-05

無CF10/BFC180

無ガラス繊維・コット
CF6/WF1.5
ン混合ろ紙

ガラス繊維

ポリエステル繊維

LF1/F487-14

PVA

MF1/F147-11

PVA

VF2/F142-02

PVAVFE

無GF/AVAPVA

GF/DVA

PVA

GF/B

無GF/F

無Standard 14 (S14) /F075-14

PVA

Standard 17 (S17) /F075-17

PVARapid 24

PVA

Rapid 27

PVA

Accuflow G

PVA16-S

無Immunopore XP
Immunopore RP
Immunopore FP

仕様またはTypical Data
特徴

サンプル

ワットマン独自のフュージョンテクノロジーをベースに、ラテラルフローストリップに求められるすべての機能を備えた単一素材です。数々のテスト項目に用いることが可能であり、製造工程の簡略化および製造コストの削減に貢献します。反応用メンブレンとして、FUSION 5は直径2 µmのビーズと組み合わせて使用されます。マイナスにチャージしているので、プラスに 全血/血清/血漿/尿/水溶性サンチャージしたタンパク質を低pHで塗布し乾燥することで固定化 プルします。
サンプルパッドとしても、優れた分離能力を持った血球分離用素材としても使用することができ、30～40 µLの全血に適しています。他のラテラルフローコンポーネントと比較して優れた吸水性を持っているので、吸収パッドとしても適しています。
表面が滑らかで薄く、少量サンプルに適しています。
血清/血漿/尿/水溶性サンプル
中程度の厚さで、CF1よりも多いサンプルに適しています。
血清/血漿/尿/水溶性サンプル
中程度の厚さで、湿潤強度を向上させ、微量不純物を減らす
血清/血漿/尿/水溶性サンプルために酸処理を施してあります。
厚く、CF10より高い吸収性を持ち、中／大量のサンプルに適しています。
厚く、吸収性の高い、表面が滑らかで、中／大量のサンプル
尿/水溶性サンプルに適しています。
極めて厚いく、高い吸収性と遅い流速を持ち、大量のサンプルに適しています。
中程度の厚さで、CF4と同程度の吸収性とより速い流速を持
尿/水溶性サンプル
ち、中量のサンプルに適しています。
吸収性はCF5よりも高く、CF7よりも低いです。コンジュゲートの逆流を解決します。
試薬処理は行わずにバインディングを施したガラス繊維素材
全血/血清/血漿/指穿刺/耳朶穿
で、全血または血清に適しています。指穿刺や耳朶穿刺と刺いった1、2滴の全血を分離します。
試薬処理は行わずにバインディングを施したガラス繊維素材
で、全血または血清に適しています。主に30～100 µLの全血 全血/血清/血漿に適しています。
主にフロースルーでの血球分離に用いられます。単層または全血多層で血液を分離します。
5μm以上の粒子（ヒト白血球や上皮細胞など）を除去します。

全血反応メンブレンに入る前にサンプルから小さな粒子を除去するための試薬処理は行わずにバインディングを施したガラス 唾液/鼻腔スワブ/水溶性サンプル
繊維ろ紙です。
試薬処理は行わずにバインディングを施したガラス繊維素材
唾液/鼻腔スワブ/水溶性サンプル
で、特に唾液サンプルに適しています。
湿潤強度と荷重容量が高いガラス繊維ろ紙です。
同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ、流速が速く、荷重容量も大きいことが特長です。
試薬処理は行わずにバインディングを施したガラス繊維素材
で、コットンよりもフローは速く、サンプル保持能は低いです。 血清/血漿/尿/水溶性サンプル
スタンダード17よりも吸収性が高いです。
試薬処理は行わずにバインディングを施したガラス繊維素材
で、コットンよりもフローは速く、サンプル保持能は低いです。 血清/血漿/尿/水溶性サンプル
スタンダード14よりも抗張力が大きいです。
試薬処理を行い、バインディングを施したガラス繊維素材で 血清/血漿/尿す。
水溶性サンプル
試薬処理を行い、バインディングを施したガラス繊維素材で 血清/血漿/尿す。
水溶性サンプル
試薬処理を行い、バインディングを施したガラス繊維素材で 血清/血漿/尿す。
水溶性サンプル
試薬処理を施していないポリエステル素材で、コンジュゲート
リリースパッドに使用されます。コンジュゲートリリースパッドとして最も高い抗張力を持ちます。
唾液/Resolubilized solids/Fecalsamples

界面活性剤 C バッキングシートに直接成形したメンブレンで、流速の異なる4塗布タイプ 種類の製品があります。

厚さ（µm @ 53kPA)

流速（水）（s/4cm）

吸水量（mg/cm2）

370

43.9

42.3

176322207.3
174.3482

FF80 HP
PETバッキング FF120 HP
100 µm
FF170 HP
ニトロセルロース
メンブレン

FF80 HP Plus
FF120 HP Plus
FF170 HP Plus
FF80 HP Plus Thick
FF120 HP Plus Thick
FF170 HP Plus Thick

界面活性剤
種類：B
原料混合タイプ

唾液/Resolubilized solids/Fecal
バッキングシートに直接成形され、高い機械的強度を実現し samplesます。ニトロセルロースと界面活性剤を一体成型したメンブレンで流速の異なる3種類の製品があります。従来のFFHPとは 全血/血清/血漿界面活性剤が異なる新しいラインナップです。
尿唾液/Resolubilized solids/Fecal
バッキングシートに直接成形され、高い機械的強度を実現し samplesます。ニトロセルロースと界面活性剤を一体成型したメンブレ
全血/血清/血漿ンで流速の異なる3種類の製品があります。FFHP Plusと同じ界面活性剤を使用したメンブレンが厚い新しいシリーズです。
尿バッキング無AE99
AE98※ サンプルのご提供は診断薬の製品開発や製造目的に限らせていただきます。使用見込み量や使用結果などについて定期的にお伺いさせていただいております。

●>94%（Gold）>83%（Latex）

吸収パッド
メンブレン （サンプル量の目安）●●

サンプル品の有無（※）●●（<50 µL）（50-150 µL）

67.3

49.9

●

（50-150 µL）

954

63.3

99.2

840

7778

1873

35252.3●（>150 µL）●A4サイズ2枚490

9242●●A4サイズ2枚1450

65

136.3

●（50-150 µL）●A4サイズ2枚24735.6

25.3

●

●

（10-15 µL）●A4サイズ2枚367

29.7

39.4●

●

（15-50 µL）●A4サイズ2枚78523.8

86.2

●

●

（>50 µL）●A4サイズ2枚6675s/300mls/sq.in

3（粒子保持能）●299653278528.2

93●A4サイズ2枚●A4サイズ2枚●A4サイズ2枚●●（<50 µL）

●A4サイズ2枚●（50-150 µL）●A4サイズ2枚●無●●●A4サイズ2枚657

●

無420

●

無●

355

23.150.9●● (75% (Gold))●A4サイズ2枚370

34.544.9●● (75% (Gold))●A4サイズ2枚

340

38

55

365

3940

370

40

420

35 - 50（グレード値：40）
180 - 220
＊バッキングシート含

60 - 95（グレード値：80）
90 - 140（グレード値：120）
140 - 185
（グレード値：170）
60 - 95（グレード値：80）
90 - 140（グレード値：120）
140 - 185
（グレード値：170）
60 - 95（グレード値：80）
215 - 255
90 - 150＊バッキングシート含 （グレード値：120）
130 - 210
（グレード値：170）

100 - 1306.5s/300ml/0.1sq.in
5s/300ml/0.1sq.in

2250 - 90（グレード値：80）
90 - 150（グレード値：120）
140 - 200
（グレード値：170）
190 - 280
（グレード値：235）

AE100
バッキングシートが無いため強度が弱く取扱いが難しいメンブ
界面活性剤 A
レンですが、目的に応じてメンブレンのエアサイドあるいはベ 全血/血清/血漿/尿原料混合タイプルトサイドのどちらを利用するか選択することができます。

コンジュゲート
リリースパッド(after 90 sec）

18.7
34.6

尿唾液/Resolubilized solids/Fecal
界面活性剤 A
samples
原料混合タイプ バッキングシートに直接成形され、高い機械的強度を実現します。ニトロセルロースと界面活性剤を一体成型したメンブレ 全血/血清/血漿ンで流速の異なる3種類の製品があります。
尿●サンプルパッド（サンプル量の目安）（15-50 µL）

全血/血清/血漿バッキングシートに直接成形された流速が最も速いタイプです。粘性が非常に高いサンプル、粒子を多く含むサンプルに適しています。

血球分離●Immunopore SP
Prima 40

孔径（µm）

22●● (89% (Gold))22●● (87% (Gold))24●● (89% (Gold))● (NA)

無●

8●

5●

3●

15 - 18●

151061510690 - 120

12120 - 160

8160 - 210

5●A4サイズで3枚●
A4サイズで3枚●
A4サイズで3枚●
A4サイズで3枚●
A4サイズで3枚●
A4サイズで3枚●●
A4サイズで3枚●●
A4サイズで3枚●●
A4サイズで3枚●●
A4サイズで3枚●●
A4サイズで3枚●●
A4サイズで3枚●●
A4サイズで3枚●●
A4サイズで3枚●●
A4サイズで3枚●●
A4サイズで3枚●●
A4サイズで3枚グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社 リサーチアプリケーション営業部●