薄型宽量程可变开关型直流电源PWX系列 产品目录

P

W

X

D C

S

P O W E R

E

R

I

E

S U P P LY

薄型宽量程可变开关型直流电源PWX 系列可联网的新一代机架式电源
支持多通道用的VMCB（假想多通道总线）功能
高度1U（约44mm）, 可提高机架实装效率的薄型, 轻量设计
恒功率型的电压, 电流可变范围（３倍比）
额定输出功率 : 750W／1500W, 额定输出电压 : 30V／80V／230V／650V
搭载有功率因数改善电路 : 0.99（100V输入时）／0.97（200V输入时）*TYP值标配LAN／USB／RS232C通信接口

https://global.kikusui.co.jp/

SNew generation of rack mountDC power supply

可进行 N 对 M 的网络型远程控制与监控

新一代机架式电源
薄型宽量程可变开关型直流电源
Thin & Wide range DC Power Supply
PWX Domain2
192.168.1.25-39

PWX Domain3
192.168.1.40-54

PWX series
TabletWiFi

PWX Domain1
192.168.1.10-24

VPN

RouterPC

Internet

VPN

192.168.1.1

Router
192.168.5.1

PC

192.168.1.X
PC

PWX Domain6
192.168.1.85-99

2

PWX Domain5
192.168.1.70-84

PC
WiFi

PWX Domain4
192.168.1.55-69

192.168.5.X

Thin & Wide range

PWX series

NetworkThin

LAN (LXI 对应 )、USB、RS232C
标配通信接口

1U 尺寸( 高度约为 44mm)

Wide
Range

拥有 3 倍比的电压，电流可变范围

型号名称

电压可变范围

电流可变范围

型号名称

电压可变范围

电流可变范围

PWX750LF
PWX750ML
PWX750MLF
PWX750MHF
PWX750HF

0 〜 30V
0 〜 80V
0 〜 80V
0 〜 230V
0 〜 650V

0 〜 75A
0 〜 28A
0 〜 28A
0 〜 10A
0 〜 3.5A

PWX1500LPWX1500MLPWX1500MHPWX1500H

0 〜 30V
0 〜 80V
0 〜 230V
0 〜 650V

0 〜 150A
0 〜 56A
0 〜 20A
0 〜 7A● 关于型号的称呼( 例 ) PWX 750 ML
系列名

F

※

输出功率 可变范围 外框尺寸
［0-80V 0-28A］

PWX 系列是作为机架式电源进行了优化设计的 CV/CC可变型开关式直流稳定化电源。为了提高实装效率，
呈 19 英寸架宽的薄型设计。用于内部冷却的吸排气也
只装在前后侧，可以进行上下紧密接合的实装。
除此以外，在此系列中还标配了 LAN、USB、RS232C
等系统集成所不可缺少的各种通信接口。如同时使用
VMCB( 假想多频总线 ) 功能，则不只可以实行 1 对 N，
还可以高效实行 N 对 M 且大规模的网络型远程控制与监控。尤其是 LAN 可对应 LXI※，可以使用个人电脑、
智能手机、平板电脑等的网络浏览器进行控制与监控。
还可轻松实现对其他建筑物中的电源的远程管理等。
输出规格有输出功率 750W 与 1500W 两种类型，作业领域为“3 倍比”恒功率，可以进行广范围的电压电流设定组合。例如，额定输出电力 1500W 型的PWX1500ML 可 以 在 80V-18.75A 到 26.8V-56A 的 范
围内进行无缝切换。并且，输入电源电压也是 85V〜 265V 的国际通用规格，并内置抑制高频电流用的PFC( 功率因数改善电路 )。此外，还配置有外部模拟
信号控制监控器信号输出、主机从机并联运行功能、
各种保护功能、内存功能等。

※ 代表 750W 机型的机箱宽度（19 英寸 全尺寸）的标记。如果没有“F”标记，则
表示 PWX750ML 为 19 英寸的半尺寸机型。
（半尺寸机型只 PWX750ML 1 个机型）PWX750ML●额定输出功率 : 750W/1500W●额定输出电压 : 30V/80V●输出形式为可进行广范围的电压、电流设定组合的恒功率型 (3 倍比 )●搭载有功率因数改善电路 :0.99(100V 输入时 ),0.97(200V 输入时 ) ※TYP 值●对应国际通用的输入电源电压 (85V 〜 265V)●标配 LAN (LXI 对应 ) / USB / RS232C 通信接口
● VMCB（假想多通道总线）功能提高了多频运用的效率化●仿真设定、指令语言设定功能●可以提高机架实装效率的高度 1U 薄型、轻量设计●单控并联运转功能 ( 同一机种 Max 4 台 )●单纯串联运行功能 ( 同一机种 2 台 ) ※PWX750HF, PWX1500H 除外●外部模拟信号控制（通过电压、电阻进行输出控制、通过接点信号进行 ON/OFF 切换）●模拟监控器信号输出 ( 输出电压 , 电流和工作模式的监控 )●装置有过电压保护、过电流保护、过热保护等各种丰富的保护机能●记忆功能 ( 电压 / 电流 /OVP,OCP,UVL 的各种设定共可储存 3 组 )●遥感功能●可对 "breeder circuit" 分泄回路 (sink) 的 ON、OFF 进行控制 ( 可防止电
池的过放电 )● CV、CC 优先启动功能 ( 防止输出开启时的过冲 )※LXI: LAN eXtensions for Instrumentation[ 用途 ]

太阳能发电系统、安装至半导体试验装置、制造装置、各种马达试验、各种实验及评估、电子元件试验、
车载电装件试验、适用于研发、品质管理、现场生产线3

标配 LAN×VMCB ( 假想多通道总线 ) 功能支持网络型远程
PWX 系列标配 LAN、USB、RS232C 作为通信接口。并且，如同时使用可将多个 PWX 系列进行假想工作组化来进行管理的“VMCB( 假想多通道总线 )”功能 ※1，则不只可以实行 1 对 N，
还可以高效实行 N 对 M 且大规模的网络型远程控制与监控。
尤其是 LAN 可对应 LXI(LAN eXtention for Instrumentation)，可以使用个人电脑、智能手机、平板电脑等的网络浏览器对嵌入 PWX 系列的网络服务器进行访问，从而对电源进行控制与监控。
另外，如果使用另售的时序创建软件 SD013-PWX (Wavy for
PWX)，则不只能够指定通道 ( 个别 ) 设置连接到 VMCB 上的
PWX 系列，还可以利用 global 命令进行批量控制 ※2。可以同
时进行多台设备的输出 ON/OFF 切换，以及输出电压、电流值
操作。

● LAN 接口与 VMCB 组成的基本结构 ( 例 )使用集线器将个人电脑和 PWX 系列连接到 LAN，如下图所示对欲进行假想工作组化的 PWX 系列进行设置。并且，假想工作组设置数量 Max
为 255 个，每个工作组的 Max 构成数量为 31 台，工作组内的机型不必统一。
交换集线器 / 宽带路由器
接 LAN 连接器接 LAN 连接器假想工作组 ( 相同域号 )

主机

从机

从机

PWX 系列构成
主机※1 ：关于 PWX750ML，计划在固件版本 Ver.2.0 以上的版本中开通此功能。
※2 ：只在 Wavy for PWX 的“直接控制”时有效。且 global 命令在 VXI-11/HiSLIP/SCPI-RAW 的控制中也可以使用。

IP 地址
192.168.1.1
192.168.1.2 ※192.168.1.3 ※

从机

域名号
1
1
1

通道号
0
1
2

※ 也可通过 DHCP 服务器进行自动设置

新功能追加！
通信监控机能：通过时时通信来监控设备。比如说，
当 LAN 线脱落时，在设定的时间内没有识别到被控设备，这是会出现通信报警（报警灯点亮），这
时设备的输出会自动停止。防止在没有监控下的误
工作，提升了系统的信赖性。
※ 对应主机版本为 Ver2.2X 以上的机型。

通过 LAN 构建的 PWX 系列通信网络结构示意图PWX Domain2
192.168.1.25-39

PWX Domain3
192.168.1.40-54

TabletWiFi

PWX Domain1
192.168.1.10-24

VPN

RouterPC

Internet

VPN

192.168.1.1

Router
192.168.5.1

PC

PC

PWX Domain6
192.168.1.85-99

PWX Domain5
192.168.1.70-84

PC
WiFi

192.168.1.X

192.168.5.X

PWX Domain4
192.168.1.55-69●关于 LAN 连接上的安全问题
对于嵌入的 WEB 服务器，可以通过设置密码进行访问限制。并且，对于使用 VXI-11/HiSLIP/SCPI-RAW 进行的控制，可以设置为通过 IP 地址进行主机访问限制。可以防止来自未注册（Max 可注册 4 台）主机的终端的访问。

■ LAN 通信接口

■ USB 通信接口

通过 LAN 通信接口进行控制的特征为可以快速地对数个设备进行控制，

由即插即用系统进行的自动识别使用户从以前数码控制时的复杂设理论上可控制的 Max 数量为约 42 亿。(Max 通信速度因连接设备数量

定操作中得以解放，可以说适用于 1:1 的控制。标准上 Max 连接设而变化。) 另外，由其标准上可以实现控制方 ( 控制器 ) 与被控制方混装，备数量为 127 台。另外，PWX 系列的依照 USB2.0 规格，实现了 Max

因此可以适用于各种用途，这也是其特征之一。并且，在使用 Apple

12Mbps(Full Speed) 的通信速度。

Bonjour 的计算机系统中，可以使用主机名代替 IP 地址进行访问。
●安装有 AUTO MDIX 功能 : PWX 系列可以自动辨别连接的 LAN 电缆是直通线还
是交叉线，从而采取恰当的方法连接。

[1 : 1 的控制 ][1 : 1 的控制 ][1 : N 的控制 ][N : M 的控制 ]

4

HUB

USB
HUB

Thin & Wide range

控制与监控

PWX series■使用嵌入 WEB 服务器实现轻松访问
可以使用个人电脑、智能手机、平板电脑等的 WEB 浏览器访问嵌入
PWX 系列的网络服务器，进行电源控制与监控。
［推荐浏览器］
Internet Explorer 9.0 以后
Firefox 8.0 以后
Safari/Mobile Safari 5.1 以后
Chrome 15.0 以后
Opera 11.0 以后※ 连接智能手机及平板电脑等设备时需要 Wi-Fi 环境（无线 LAN 路由器等）。

■应用软件
时序创建软件 SD013-PWX(Wavy for PWX)
使 用 global 命 令 对 连
接到 VMCB 上的 PWX
系列进行批量控制！

用于帮助电源的自动测验、执行的软件。
也可使用鼠标描绘＆和表格的计算来编辑波形。
【SD013-PWX(Wavy for PWX)】是支援 KIKUSUI 电源 , 负载的时序作成 ,对连接到 LAN 上的其他 PWX
也可进行设置执行的软件。SD013-PWX 是为即使没有任何编程知识的人也能凭直感[* 监控器只为 1 个频道 ]使用电脑轻松随意的绘制时序控制模式图形而开发的。对电压、电流的监视，记录等，象使用遥控器一样来操控电源。

【工作环境、条件】■ 使用 Wavy 时，只能控制一台电源或电子负载。
※ 如使用 VMCB，只要对主机进行控制，即可同时实现从机控制。
■ CPU：Pentium 4 HT 以上 ( 推荐 Core2 以上 )■ CD-ROM ：装置时需要■ 鼠标：必须■ 监视器 ：1024 × 768 以上■ 存储
：128MB 以上※Windows Vista ：1.5GB 以上、XP、2000 ：512MB 以上■ 对应接口 ：LAN、USB、RS232C

除时序创建与执行之外，可如
遥控器般对电源进行操作的“直接控制”功能也十分便利！

■ RS232C 通信接口

仿真设定命令语言设定功能

PWX 系列中还配备有 RS232C 接口。可以用于与个人电脑、程序装置
等进行通信。接口形状为 RJ45，使用时请另行购买 D-sub 9P-RJ45 变换电缆 (RD-8P/9P)。PWX 系列中还配备有 RS232C 接口。可以用于与可以进行国内外各公司的仿真设定！

个人电脑、程序装置等进行通信。接口形状为 RJ45，使用时请另行购遥控时可以设定使用的命令语言和仿真。选择仿真，可以买 D-sub 9P-RJ45 变换电缆 (RD-8P/9P)。

替代模仿别的公司产品来进行数字模拟控制。而且，在RS232C 通信接口中，如果将命令语言设定为 LGCy 语言，也可以对应其他产品及本公司 PAG 产品独自的命令。

PLC 等控制器
RD-8P/9P(D-sub 9P-RJ45 转换 )应用 ：VMCB 还可与 USB/RS-232C 进行组合！

仿真设定＊ IDN? 回信内容

non E

KIKUSUI,PWX750ML,PWX00003,
VER01.00 BLD0134

5700

Agilent Technologies,N5748A,
PWX00003,A.01.00

Gen

LAMBDA,GENH80-28-USB,S/N:PWX00003,
REV:1U:1.00-AP0134

PAG

KIKUSUI,PAGH80-28-USB,S/N:
PWX00003,REV:1U:1.00-AP0134

交换集线器 / 宽带路由器
接 RS232C/
USB 连接器

接 LAN 连接器假想工作组 ( 相同域号 )主机从机

PWX 系列从机5

工作领域为 3 倍比的恒功率型，作为试验用电源的功能也■工作领域●“3 倍比”恒功率型
工作领域为可以进行广范围电压电流设定组合的“3 倍比”恒功率型。例如额定输出功率 1500W，ML(PWX1500MLF) 机型，可以从 80V-18.75A 到
26.8V-56A 之间无间隙动作。

[ PWX750LF/PWX1500L][ PWX750ML(MLF)/PWX1500ML]输出电压［V］

输出电压［V］

工作领域概念图35
额定输出电压 30V

30
额定输出电力2520

额定输出电压 80V
额定输出电力

70
60
50
40

15

30

10

20

额定输出电流509080

额定输出电流

10
0

10

20

30

40

50

60

70 75 80

0

20

40

60

80

100

120

140 150 160

0

0

5

10

15

20

0

10

20

30

40

[ PWX750MHF/PWX1500MH][ PWX750HF/PWX1500H]

输出电压［V］

输出电压［V］

额定输出电压 230V
250

额定输出电力200
150

额定输出电压 650V

700

额定输出电力500
400

额定输出电流

0

2

4

6

8

0

4

8

12

16

额定输出电流

100

10

12

20

24

0

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

输出电流［A］

6

56 60

600

200

50

型号机型

50

300

100

0

28 30

输出电流［A］

输出电流［A］

300

25

额定电压范围L (LF)

10V 〜 30V

ML (MLF)

26.8V 〜 80V

MH（MHF）

75V 〜 230V

H（HF）

214.2V 〜 650V

额定输出电压例
10V
12.5V
15V
20V
30V
26.8V
30V
35V
40V
45V
60V
80V
75V
80V
100V
150V
200V
230V
214.2V
300V
400V
500V
600V
650V

输出电流［A］

750W

75A 〜 25A

28A 〜 9.37A

10A 〜 3.26A

3.5A 〜 1.153A

1500W
75A
60A
50A
37.5A
25A
28A
25A
21.4A
18.75A
16.66A
12.5A
9.375A
10A
9.375A
7.5A
5A
3.75A
3.26A
3.5A
2.5A
1.875A
1.5A
1.25A
1.153A

150A 〜 50A

56A 〜 18.75A

20A 〜 6.52A

7A 〜 2.307A

150A
120A
100A
75A
50A
56A
50A
42.8A
37.5A
33.33A
25A
18.75A
20A
18.75A
15A
10A
7.5A
6.52A
7A
5A
3.75A
3A
2.5A
2.307AThin & Wide range

十分齐备

PWX series■空间＆成本的比较●相当于多台单一量程型电源的工作量！
●试验 4 种不同额定功率时

［V］
80

例

60

单一量程 PAS60-18×2 台

48

就 PWX750ML 而言，与涵盖相同领域的单一 量
程电源相比 较，体积为
1/6，
成本为 1/3 ！

宽量程 PWX750ML

36
24
12
10
被试物 A
12V/28A

被试物 B
24V/14A

20

30 ［A］

被试物 C
36V/9.3A

被试物 D
42V/8A● PWR1600L 和 PWX1500L 的对比（例）

大小尺寸

1

PWR1600L

13.8V
27.6V
30V

100A
58A
53A
重量 :15kg

重量

3 3

PWX1500L

2

13.8V
27.6V
30V

同样的
量
输出容

108A
54A
50A
重量 :9.5kg

大小尺寸

电压，
同样的输出 。
３倍
大
扩
可
流
电

等同
［３台并联时］

13.8V
27.6V
30V

PWX1500L×3 台

326A
163A
150A

■容量扩充
●串联运转
Max 可以串联连接２台。供给负载的电压为２台数出电压的合计电压。
电压没定的精度为单机的精度。
※ 单控运转不可。※PWX750HF, PWX1500H 除外＋
输出−■标准配置的实用性便利功能●单控并联运转
单控并联运转为，1 台作为主机，其他的同机型设备作为从机，以并●分泄电路 (breeder circuit) 的 ON ／ OFF 功能

列方式连接。通过操作主机控制的系统全体。

PWX 系列中在输出端连接有电容器，配置有能够在 OUTPUT OFF 时对通过单控并联运转，可以扩大输出电流 (Max 输出电流 : 单机的额定输其电荷进行放电的分泄电路。比如说，如果输出端子上连接了，那么，

出电流 × 并联台数 )。

即使处于 OUTPUT OFF 分泄电路也是 ON 状态的话，则会通过分泄电路Max 并联连接台数 : 包括主机共４台。主机和从机之间的输出电压，对电池等的电荷放电。此时，如果将分泄电路设定为 OFF 状态，则可以及输出电流的差为，额定值的５％以内。

防止过放电。由此，可以省略对电池等进行充电时所必须的用于防止
逆电流的二极管。

●输出 ON 时的启动状态设定可以设定输出设为 ON 时优先的输出模式 (CC ( 定电流 ) 优先 /CV( 定电GJ1 连接器从机J1 连接器从机J1 连接器从机J1 连接器从机压 ) 优先 )。防止输出 ON 时的过冲。

●预设内存功能并联运转用信号电缆( 选择权 )

共可储存 3 组电压、电流、OVP、OCP、及 UVL 的各设定值的预设内存。

−

输出

＋

可在需要时从预设内存中将保存的设定值调出。
●并联运转用信号电缆
2 台并联用 (PC01-PWX)
3 台并联用 (PC02-PWX)
4 台并联用 (PC03-PWX)

7

■模拟接口PWX 系列配置有外部电压、电阻控制等在试验用电源装置的模拟外部

J1 连接器的端子排列

信号控制与监控用途中所必要的接口。外部信号的输入及状态信号的13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1输出能够使用后面板 J1 连接器进行。

模拟信号遥控、应用程序

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14●输出电压、输出电流的控制
针编号 信号名说明

1STATUS COM

从 2 号针 , 3 号针 , 14 号针到 16 号针的 COM

2

CV STATUS

CV 动作时 ON ( 由光电耦合器集电极开路输出 )*1

3

CC STATUS

CC 动作时 ON ( 由光电耦合器集电极开路输出 )*1

4

N.C.

未连接

5

ALM CLR

报警清除端输入 TTL 电平信号的 L 时 , 可以清除报警输出6SHUT DOWN

输出停机控制端。输入 TTL 电平信号的 L 时 , 输出 OFF－

7

PRL IN-单控并联运转时的－ ( 负 ) 极输入端8

PRL IN+单控并联运转时的＋ ( 正 ) 极输入端

9

PRL COMP IN

单控并联运转时的补正信号输入端

10

A COM

从 5 号到 9 号针 , 从 11 号到 13 号针 , 从 20 号到 22 号针 ,24 号针 ,25 号针的外部信号的 COM
使用遥控检测时 , 检测的输入的负极 (-S), 遥控检测未使
用时 , 接到输出－ ( 负 )11

PRL OUT+单控并联运转时的＋ ( 正 ) 极输出端12

PRL COMP OUT单控并联运转时的补正信号输出端

13

I SUM

单控并联运转时的电流信号端14

ALM STATUS

保护功能 (OVP,OCP,OHP,FAN,SEN,AC_FAIL) 动作时 , 或者
输出停机信号时的输入为 ON( 由光电耦合器集电极开路输出 )*115PWR ON STATUS

在电源 ON 输出 LOW 电平信号 (CF11:0), 或者在电源 OFF
输出 LOW 电平信号 (CF11:1)( 由光电耦合器集电极开路输出 )*1

16

OUT ON STATUS

输出 ON 时设在 ON( 由光电耦合器集电极开路输出 )*1

17

N.C.

未连接

18

OUT ON/OFF CONTOUTPUT 的 ON/OFF 端输入 TTL 电平信号的 L( 或者 H) 时的输入为 ON( 或者 OFF)

19

A COM

从 5 号到 9 号针 , 从 11 号到 13 号针 , 从 20 号到 22 号针 ,24 号针 ,25 号针的外部信号的 COM
使用遥控检测时 , 检测的输入的负极 (-S), 遥控检测未使
用时 , 接到输出－ ( 负 )20

REF OUT

外部电阻的控制端 5.25V(CF07:Lo)/10.5V(CF07:Hi)

21

I PGM

通过外部电压或者外部电阻控制输出电流。
0V 〜 5V 时 , 额定输出电流的范围为 0% 〜 100%(CF07:Lo)
0V 〜 10V 时 , 额定输出电流的范围为 0% 〜 100%(CF07:Hi)

22

V PGM

通过外部电压或者外部电阻控制输出电压。
0V 〜 5V 时 , 额定输出电压的范围为 0% 〜 100%(CF07:Lo)
0V 〜 10V 时 , 额定输出电压的范围为 0% 〜 100%(CF07:Hi)

23

A COM

从 5 号到 9 号针 , 从 11 号到 13 号针 , 从 20 号到 22 号针 ,24 号针 ,25 号针的外部信号的 COM
使用遥控检测时 , 检测的输入的负极 (-S), 遥控检测未使
用时 , 接到输出－ ( 负 )

24

I MON

输出电流监视额定输出电流的范围在 0% 〜 100% 时 , 输出范围为 0V 〜
5V(CF08:Lo), 或者 0V 〜 10V(CF08:Hi)

25

V MON

输出电压监视额定输出电压的范围在 0% 〜 100% 时 , 输出范围为 0V 〜
5V(CF08:Lo), 或者 0V 〜 10V(CF08:Hi)

q 使用外部电压控制从外部对 PWX 系列施加电压，可以控制输出电压和输出电流。

＋
电压控制

电流控制

q 使用外部电阻进行控制
调节外接电阻，可以控制输出电压和输出电流。

电压控制

＋
输出
－

电流控制

q 使用外部接点控制输出 ON/OFF
可以从外部接点控制 PWX 系列输出的 ON/OFF。

＋
S

输出
－

q 使用外部接点控制输出停机
可以从外部接点控制输出死机。

＋
S

输出
－

q 使用外部接点清除警报 ( 不包括 OVP2、OHP2、SD)*1: 集电极开路输出 : Max 电压 30V, Max 电流 8mA状态 COM 为浮动接地时 ( 对地绝缘电压在 60V 以内 ), 从控制电路进行绝缘。

可以从外部接点对 PWX 系列进行警报取消。

■绝缘模拟接口 ( 工厂选购件 )

＋
S

输出
－

如果在下订单时进行指定，可以将绝缘模拟接口内置。输出电压·电流
的外部控制，可通过外部接点来控制输出的 ON/OFF，shutdown, 输出电8q 动作模式的监视

压·电流监控，可使用绝缘后的信号。本选购件可以选择电压控制型 (0V输出电压及输出电流的外部监视出力〜 5V 或 0V 〜 10V) 和电流控制型 (4mA 〜 20mA)。

Thin & Wide range

PWX series■说明板[CONFIG 键 ]与动作有关的各种条件的设定 ( 付带 LED)

前面板

[LOCAL 键 ]遥控状态 / 局部状态的切换 ( 付带 LED)[ 机柜装配支架 ][SHIFT 键 ][CURRENT 旋钮 ][POWER 开关 ][ 吸气口 (louver)]在键的下侧显示出蓝色的功能为有效电流设定值 ,
或者选择系统配置设定的遍号

内部冷却用吸气口

[VOLTAGE 旋钮 ]电压值的设定 , 或者系统
配置项目内容的改变[CONFIG 键 ]与动作有关的各种条件的设定 ( 付带 LED)[OUTPUT 键 ]输出 ON/OFF 的切换[OCP、OVP 键 ]过电流保护 (OCP), 过电压保护 (OVP), 和低电压制限 (UVL),
却作点的设定 / 显示 ( 付带 LED)

后面板

[SET 键 ]输出电压值 / 输出电流值的设定 / 确讣 ( 付带 LED)

[USB]

[RS232C]

遥控时的 USB 电缆连接用连接器遥控时的 RS232C 电缆连接用连接器[LAN]
遥控时的 LAN 电缆连接用连接器[J1][ 底盘端子 ]输出接地端[AC INPUT][DC OUTPUT]

外部控制用连接器

1500W 类型 AC 入力端子

输出端子

[ 检测端用连接器 ][ 选购件插口 ]连接检测线端子装配接口选购件
装配板的插口[AC INPUT]
AC 输入端口■外形尺寸图 / 机柜装配▲ 750W 类型■ PWX750ML
MAX490

MAX20
65.8
15

437

21

10 12 21

43
MAX55

214

92

92

包括6-#10-32螺丝孔端面（8 mm的Max螺纹插入深度）

包括4-M4螺丝孔端面（6 mm的Max螺纹插入深度）■ PWX750LF ／ PWX750MLF ／ PWX750MHF ／ PWX750HF
PWX1500L ／ PWX1500ML ／ PWX1500MH ／ PWX1500H

单位 mm

MAX580
65.8

500
92

92

15
21

43
MAX44

10 12 21

MAX35

MAX485422.8

包括4-M4螺丝孔端面（6 mm的Max螺纹插入深度）

包括6-#10-32螺丝孔端面（8 mm的Max螺纹插入深度）●支架KRB1-PWX●薄型直角支架KRB1-PWX SUPPORT ANGLE

5

5

32

488

5

6

●机架安装适配器
KRA1-PWX HALF SINGLE

24.5

44

32
6

5

24.5

488

44

462

462

●机架安装适配器(2台并联用）KRA1-PWX HALF PAIR

*横向排成一排装载机柜时，
不能使用选件的并联信号线。

9

PWX 系列

内部电阻可变功能
（工厂选购件）内部电阻可变功能
在恒电压动作状态下，根据相应的输出电流值，使输出电压值随着所设定的电阻值下降的功能。
可以很轻松地模拟二次电池、太阳能电池、燃料电池等的内部电阻。
另外，可以通过机体的配置设定和通信接口（LAN/USB/RS232C)来设置电阻值。

太阳能
电池

燃料
电池

二次
电池

v

功率调节器
电源的内部电阻可变功能

0

I

电动工具

内部电阻可变功能FC车

PWX 系列●内部电阻可变功能 对象类型
对象类型
PWX750LF

PWX750MLF

PWX1500LPWX1500ML

PWX750MHF

PWX750HF

PWX1500MHPWX1500H※ 工厂选购件。
※ PWX750ML 为对象外。

［可变范围］
Rint : 内部电阻值
0 ＜ Rint ≦ Rint (max)PWX750LF

PWX750MLF

PWX750MHF

PWX750HF

PWX1500LPWX1500MLPWX1500MHPWX1500H

Rint (min) [Ω]

0.0001 *1

0.001

0.01

0.1

0.0001 *1

0.001

0.01

0.1

Rint (max) [Ω]

0.4000 *1

2.857

23.00

185.7

0.2000 *1

1.429

11.50

92.9

分辨率 [Ω]0.0001 *1

0.1

0.0001 *1

0.001

0.01

0.1

0.001

0.01

*1 使用前面板进行设定时，Min 位的数字不会在控制面板的显示部进行显示。而是以细小的分辨率进行变化，四舍五入后进一位，再进行显示。

并联运行时，通过前面板可设定的 Max 电阻值为单独运行时的 Rint(max) 除以并联运行台数后的值。
分辨率为单独运行时的分辨率除以并联台数后的值。

［规格］

Max可设定内部电阻值
Rint (max) [Ω]10

PWX750LF

PWX750MLF

PWX750MHF

PWX750HF

PWX1500LPWX1500MLPWX1500MHPWX1500H

0.400

2.857

23.00

185.7

0.200

1.429

11.50

92.9

■选购件

Thin & Wide range

PWX series

750W类型用AC电缆（全长 : 3m）
AC2-3P3M-IEC320-UL

750W类型用AC电缆（全长 : 2.5m）
AC1-3P2R5M-IEC320-EU

750W类型用AC电缆（全长 : 2.5m）
AC1-3P2R5M-IEC320-CN

1500W类型用
AC电缆（全长:3m）
AC5.5-3P3M-M4C-VCTF

1U 半格单独实装用
机架安装适配器
KRA1-PWX HALF SINGLE

1U半格组合实装用
机架安装适配器
KRA1-PWX HALF PAIR

薄型直角支架KRB1-PWX SUPPORT ANGLE

并联运行电缆(2台并联用)PC01-PWX

并联运行电缆(3台并联用)PC02-PWX

并联运行电缆(4台并联用)PC03-PWX

RS232C控制用转换电缆(D-sub 9p 雌-RJ45, 全长 : 2m)
RD-8P/9P

■订购信息
●本体
机型

750W

型号名称

电压可变范围

电流可变范围

PWX750LF

0 〜 30V

0 〜 75A

PWX750ML

0 〜 80V

0 〜 28A

PWX750MLF

0 〜 80V

0 〜 28A

PWX750MHF

0 〜 230V

0 〜 10A

PWX750HF

0 〜 650V

0 〜 3.5A

PWX1500L

0 〜 30V

0 〜 150A

PWX1500ML

0 〜 80V

0 〜 56A

PWX1500MH

0 〜 230V

0 〜 20A

PWX1500H

0 〜 650V

0 〜 7A绝缘模拟接口 (工厂选购件)
电压控制型
ISO PROG VOLT CONT PWX OPTION
电流控制型
ISO PROG CURR CONT PWX OPTION

1500W●选购件一览

※750W 类型中标配 1 根各使用国家专用的 AC 电缆。(PWX750ML 除外 )产品名称750W 类型用 AC 电缆

型号名称

带适合日美的插头, 全长3m(带插头), 额定电压125V／额定电流15A

AC2-3P2R5M-IEC320-EU带适合欧洲的插头, 全长2.5m(带插头), 额定电压250V／额定电流10A

AC1-3P2R5M-IEC320-CN带适合中国的插头, 全长2.5m(带插头), 额定电压250V／额定电流10A

AC5.5-3P3M-M4C-VCTF

1U 半格单独实装用机架安装适配器

KRA1-PWX HALF SINGLE

1U 半格组合实装用机架安装适配器

KRA1-PWX HALF PAIR

支架KRB1-PWX

并联运行电缆
RS232C 控制用转换电缆绝缘模拟接口时序创建软件参考AC2-3P3M-IEC320-UL

1500W 类型用 AC 电缆

薄型直角支架如有其他特殊需要，请另行购买相应配件！

KRB1-PWX SUPPORT ANGLE

适用于本公司的装饰机架 KRC／KRO系列 1U类型密集实装

PC01-PWX

2 台并联用

PC02-PWX

3 台并联用PC03-PWX

4 台并联用

RD-8P/9P

D-sub 9P 雌 RJ45

电压控制型

工厂选购件

电流控制型

工厂选购件

SD013-PWX(Wavy for PWX)
11

■规格■ 750W 类型项目 / 型号名称

PWX750LF

PWX750MLF

半格机柜尺寸AC 输入
公称输入额定值输入电压范围
输入频率范围电流 (MAX) *1

PWX750MHF

PWX750HF

PWX750ML•

100 Vac
200 Vac

冲击电流 *2
功率 (MAX) *3
功率因数 (TYP 值 ) *1

100 Vac 〜 240 Vac、50 Hz 〜 60 Hz、单相
85 Vac 〜 265 Vac
47 Hz 〜 63 Hz
10.5 A
5.25 A
70 A 以下
1100 VA
0.98（输入电压 100 V）／ 0.96（输入电压 200 V）

0.99（输入电压 100 V）／ 0.97（输入电压 200 V）

效率 *1

74 % 以上

输出保持时间 *3

20 ms 以上

*1. 额定负荷时。*2. 刚打开电源开关后 ( 约 1ms 内 )，不包括流经内部 EMC 过滤电路电容的充电电流成分。*3. 100 Vac，额定负荷时。

项目 / 型号名称

PWX750LF

PWX750MLF

半格机柜尺寸PWX750MHF

PWX750HF

230 V
10 A

650 V
3.5 A

PWX750ML

输出
额定

电压

电流

输出电压 *1
输出电流 *1
输出功率
可设定范围
设定精度
电源变动 *2负荷变动 *3过渡响应 *4

30 V
75 A

80 V
28 A

750 W
0 V 〜 84 V
0 V 〜 241.5 V±(0.05 % of setting + 0.05 % of rtg)
±10 mV±25 mV±10 mV±25 mV

0 V 〜 31.5 V
±5 mV
±5 mV
1 ms 以下(p-p) *6(rms) *7
额定负荷时
上升时间
无负荷时
额定负荷时
下降时间 *8无负荷时
遥感 Max 补偿电压 ( 单程 )温度系数 (MAX)*9可设定范围
设定精度 *10电源变动负荷变动脉动噪声 *11(rms) *7
温度系数 (TYP 值 )*9

脉动噪声 *560 mV

0 V 〜 682.5 V±67 mV±67 mV
7 ms 以下

80 mV
8 mV

120 mV25 mV

330 mV60 mV

150 ms1500 ms
5V

250 ms3000 ms
5V

100 ms
100 ms
100 ms
450 ms
1.5 V

550 ms4V

100 ppm / ℃ ( 外部控制时 )0 A 〜 29.4 A
0 A 〜 10.5 A±(0.5 % of setting + 0.1 % of rtg)
±4.8 mA±3 mA±10.6 mA
±7 mA
65 mA
30 mA
100 ppm / ℃

0 A 〜 78.75 A±9.5 mA±20 mA
150 mA

0 A 〜 3.675 A±2.35 mA
±5.7 mA
15 mA*1. Max 输出电压与 Max 输出电流被 Max 输出功率所限制。*2. 85 Vac 〜 135 Vac、或 170 Vac 〜 265 Vac，恒定负荷。*3. 在额定输出电压下，使负荷从无负荷上升到额定负荷（额定输出功率 / 额定输出电压）时的变化量。根据感应点测量。*4. 输出电压恢复到额定输出电压的 ±（0.1 % + 10 mV) 以内所需的时间。负荷电流的变动值在设定输出电压的 Max 电流的 50 %〜 100 % 范围内。*5. 使用 JEITA 标准 RC-9131 1:1 探头测量。*6. 测量频带为 10 Hz 〜 20 MHz 的情况。*7. 测量频带为 5 Hz 〜 1 MHz 的情况。*8. 分压回路的 ON/OFF 的设定为 ON 时。
*9. 周围温度在 0 ℃〜 50 ℃范围内的情况。*10. PWX750HF 机型时的额定电流的范围为 0.2 % 〜 100 %。*11. 输出电压达到额定的 10 % 〜 100 % 时。在额定输出电流。

项目 / 型号名称

PWX750LF

PWX750MLF

半格机柜尺寸
显示功能
电压显示
电流显示

功率显示 *1

PWX750MHF

PWX750HF

PWX750ML
Max 显示值
显示精度Max 显示值
显示精度

99.99 ( 固定小数点 )999.9 ( 固定小数点 )±(0.2 % of rdng + 5 digits)
99.99 ( 固定小数点 )9.999（固定小数点）±(0.5 % of rdng + 5 digits)PWR DSPL 按钮灯亮 ( 红色 )9999
显示电流值与电压值的乘积结果
OUTPUT ON/OFF、CV 动作、CC 动作、报警动作、遥控动作 (LAN 动作 )、锁定动作、预设参数Max 显示值
显示精度

动作显示*1. 按下 PWR DSPL 按钮就会在显示电流的地方显示功率值。每按一下就在功率值显示与电流值显示之间切换一次。

项目 / 型号名称
半格机柜尺寸保护功能

PWX750LF

PWX750MLF

PWX750MHF

PWX750HF

PWX750ML过电压保护 (OVP)、过电压保护 2 (OVP2) 、过电流保护 (OCP) 、低电压限制 (UVL)、过热保护 (OHP) 、过热保护 2 (OHP2) 、风扇转动异常保护 (FAN) 、感测错误连接保护 (SENSE)、交流输入欠压保护 (AC-FAIL) 、关机 (SD)、功率限制 (POWER LIMIT)

信号输出电压监视器(VMON)设定精度电流监视器(IMON)设定精度状态信号输出 *1,*2监视器
信号输出 *1

可选择监视电压量程：0 V 〜 5 V 或 0 V 〜 10 V
2.5 % of rtg
可选择监视电压量程：0 V 〜 5 V 或 0 V 〜 10 V
2.5 % of rtg
OUTON STATUS、CV STATUS、CC STATUS、ALM STATUS、PWR ON STATUS*1. 后面板的 J1 接头。*2. 光耦合器集电极开路输出。Max 电压 30 V、Max 电流 (sink)8 mA。输出及控制回路绝缘。普通状态是浮动的 ( 对接地电压在 60V 以内 )。状态信号之间不绝缘。

12Thin & Wide range

PWX series■ 750W 类型项目 / 型号名称

PWX750LF

PWX750MLF

半格机柜尺寸控制功能输出电压控制(VPGM)PWX750HF额定输出电压的 0 % 〜 100 %可选择控制电压 ：0 V 〜 5 V 或 0 V 〜 10 V
5 % of f.s.
额定输出电流的 0 % 〜 100 %可选择控制电压 ：0 V 〜 5 V 或 0 V 〜 10 V
5 % of f.s.
可选择控制逻辑 ：根据 TTL 水平信号 L 打开输出、
或者根据 TTL 水平信号 H 打开输出精度
输出电流控制(IPGM)
外部控制 *1

PWX750MHF

PWX750ML

精度输出开关控制OUTPUT ON/OFF CONT输出关闭控制SHUT DOWN
取消报警控制ALM CLR

根据 TTL 水平信号 L 关闭输出
根据 TTL 水平信号 L 取消报警*1. 后面板的 J1 接头。

项目 / 型号名称

PWX750LF

PWX750MLF

半格机柜尺寸
其他功能单一控制并联运行
直流运行 *1

PWX750MHF

PWX750HF

PWX750ML
含主机 Max4 台 ( 同一型号 )2 台 ( 同一型号 )电压设定值、电流设定值、OVP 设定值、
OCP 设定值及 UVL 设定值的组合共可储存 3 组
除了 OUTPUT 按钮之外的所有操作均无效

预设参数
锁定
接口
软件协议

IEEE Std 488.2-1992
遵循 SCPI Specification 1999.0
有互换模式 ( 切换 ) *2
·TDK-Lambda 公司产品 Genesys 系列·Agilent Technologies 公司产品 N5700/ N8700·Sorensen 公司的产品 DSC 系列·本公司的产品 PAG 系列

指令语言

RS232C、USB、LAN

USBTMC-USB488, LXI1.3ClassC*1. PWX750HF 除外。*2. 并不保证可兼容对应所有的计量计测设备的软件与驱动。

项目 / 型号名称
半格机柜尺寸PWX750LF

PWX750MLF

PWX750MHF

PWX750HF

PWX750ML

一般

环境条件

工作环境
工作温度 / 湿度
保存温度 / 湿度
高度

冷却方式
接地极性
对接地电压

室内使用，过电压类别 II
0 ℃〜 +50 ℃ /20 %rh 〜 85 %rh ( 不结露 )-10 ℃〜 +60 ℃ (ML 限 -20 ℃〜 +70 ℃ ) /90 %rh 以下 ( 不结露 )2000 m 以下
使用风扇强制空冷
可以负接地或正接地±250 Vmax±500 Vmax绝缘模拟接口 *1
输入 - FG 间输入 - 输出间
输出 - FG 间
耐电压

绝缘电阻

输入 -FG 间输入 - 输出间
输出 - FG 间

安全性 *2

电磁符合性 (EMC) *2,*3

外形尺寸(Max尺寸) / 重量
半格机柜尺寸配件±60 Vmax
1500 Vac、施加电压 1 分钟无异常2000 Vac、施加电压 1 分钟无异常2250 Vac、施加电压 1 分钟无异常1500 Vdc、施加电压 1 分钟无异常1600 Vdc、施加电压 1 分钟无异常 2000 Vdc、施加电压 1 分钟无异常输入 - 绝缘模拟接口间 *1
输出 - 绝缘模拟接口间 *1±800 Vmax

2650 Vac、施加电压 1 分钟无异常2300 Vdc、施加电压 1 分钟无异常2650 Vdc、施加电压 1 分钟无异常 3300 Vdc、施加电压 1 分钟无异常500 Vdc、100 MΩ 以上 (70 % 以下 )500 Vdc、100 MΩ 以上 (70 % 以下 )500 Vdc、40 MΩ 以上 (70 % 以下 )1000 Vdc、100 MΩ 以上 (70 % 以下 )1000 Vdc、40 MΩ 以上 (70 % 以下 )符合以下指令及标准的要求事项
低电压指令 2014/35/EU *3
EN 61010-1 (Class I *4、Pollution degree 2)
符合以下指令及标准的要求事项
EMC 指令 2014/30/EU
EN 61326-1 (Class A *5)
EN 55011 (Class A *5、Group 1 *6)
EN 61000-3-2、EN 61000-3-3
适用条件 ：与本产品连接时所使用的电缆及电线均在 3 m 以下
422.8(485) W×43(44) H×500(580) Dmm / 约 8kg
422.8(485) W×43(44) H×500(580) Dmm / 约 7.5kg
214 W×43(55) H×437(490) Dmm / 约 5kg
AC 电缆 1 本、输出端子护盖 1 组、输出端子 M8 螺钉套装 ：2 组 ( 螺栓、螺母、弹簧垫圈、垫圈 )*ML 限 M6 螺钉套装、底座连接线 1 根、J1连接器插头工具 1 套 ( 壳体 1 个、连接器 1 个、插头 1 个、电源线扣 1 个、夹子 2 个、螺丝 2 种 x2 个 )、装箱清单 1 份、快速参考和文 1 份、
英文 1 份、安全手册 1 本、China RoHS 表格 1 份、CD-ROM 1 张*1. 选购件。*2 不适用于定制产品、改造产品。*3 只限于面板身上有 CE/UKCA 标志的型号。*4. 本产品是 Class I 机器。本产品的保护接地端子必须接地。如果不正确接地，安全性能得不到保障。
*5. 本产品是 Class A 机器。适用于在工业环境下使用。在住宅环境中使用本产品有可能成为干扰源。在这种情况时，为了防止对广播电视的信号造成干扰，请用户必要的减少电磁辐射的措施。
*6. 本产品是 Group 1 机器。本产品在材料处理或检查 / 分析时，电磁放射，诱导及 / 或静电结合等方面没有在无线电频段产生 / 使用能量的意图。

13

■规格
■ 1500W 类型项目 / 型号名称

PWX1500LPWX1500ML

AC 输入
公称输入额定值输入电压范围
输入频率范围电流 (MAX) *1•

100 Vac
200 Vac

冲击电流 *2
功率 (MAX) *3
功率因数 (TYP 值 ) *1

PWX1500MHPWX1500H

100 Vac 〜 240 Vac、50 Hz 〜 60 Hz、单相
85 Vac 〜 265 Vac
47 Hz 〜 63 Hz
21 A
10.5 A
75 A 以下
2200 VA
0.98 ( 输入电压 100 V)/
0.96 ( 输入电压 200 V)

0.99 ( 输入电压 100 V) / 0.97 ( 输入电压 200 V)效率 *1

74 % 以上

输出保持时间 *3

20 ms 以上

*1. 额定负荷时。*2. 刚打开电源开关后 ( 约 1ms 内 )，不包括流经内部 EMC 过滤电路电容的充电电流成分。*3. 100 Vac，额定负荷时。
项目 / 型号名称

PWX1500LPWX1500MLPWX1500MHPWX1500H

30 V
150 A

80 V
56 A

230 V
20 A

650 V
7A

输出
额定

电压

电流

输出电压 *1
输出电流 *1
输出功率
可设定范围
设定精度
电源变动 *2负荷变动 *3过渡响应 *4

1500 W
0 V 〜 84 V
0 V 〜 241.5 V±(0.05 % of set +0.05 % of rtg)
±10 mV±25 mV±10 mV±25 mV

0 V 〜 31.5 V
±5 mV
±5 mV
1 ms 以下(p-p) *6(rms) *7
额定负荷时
上升时间
无负荷时
额定负荷时
下降时间 *8无负荷时
遥感 Max 补偿电压 ( 单程 )温度系数 (MAX)*9可设定范围
设定精度 *10电源变动负荷变动脉动噪声 *11(rms) *7
温度系数 (TYP 值 )*9

脉动噪声 *560 mV

0 V 〜 682.5 V±67 mV±67 mV
7 ms 以下

80 mV
8 mV

120 mV25 mV

330 mV60 mV

150 ms1500 ms
5V

250 ms3000 ms
5V

100 ms
100 ms
100 ms
800 ms1.5 V

1000 ms
4V

100 ppm / ℃ ( 外部控制时 )0 A 〜 157.5 A
0 A 〜 58.8 A
0 A 〜 21 A±(0.5 % of set +0.1 % of rtg)
±17 mA±7.6 mA±4 mA±35 mA±16.2 mA
±9 mA
300 mA
130 mA
60 mA
100 ppm / ℃

0 A 〜 7.35 A±2.7 mA±6.4 mA
30 mA*1. Max 输出电压与 Max 输出电流被 Max 输出功率所限制。*2. 85 Vac 〜 135 Vac、或 170 Vac 〜 265 Vac，恒定负荷。*3. 在额定输出电压下，使负荷从无负荷上升到额定负荷（额定输出
功率 / 额定输出电压）时的变化量。根据感应点测量。*4. 输出电压恢复到额定输出电压的 ±（0.1 % + 10 mV) 以内所需的时间。负荷电流的变动值在设定输出电压的 Max 电流的 50 % 〜
100 % 范围内。*5. 使用 JEITA 标准 RC-9131 1:1 探头测量。*6. 测量频带为 10 Hz 〜 20 MHz 的情况。*7. 测量频带为 5 Hz 〜 1 MHz 的情况。*8. 分压回路的 ON/OFF 的设定为 ON 时。
*9. 周围温度在 0 ℃〜 50 ℃范围内的情况。*10. PWX1500L 和 PWX1500ML 机型时的额定电流的范围为 1 % 〜 100 %。PWX1500H 机型时的额定电流的范围为 0.2 % 〜 100 %。 *11. 输出电压达到额定的 10 % 〜 100 % 时。在额定输出电流。

项目 / 型号名称

PWX1500LPWX1500MLPWX1500MHPWX1500H

显示功能
电压显示
电流显示

功率显示 *1

Max 显示值
显示精度Max 显示值
显示精度

99.99 ( 固定小数点 )999.9（固定小数点）Max 显示值
显示精度

999.9（固定小数点）±(0.2 % of rdng +5 digits)
99.99（固定小数点）±(0.5 % of rdng +5 digits)PWR DSPL 按钮灯亮 ( 红色 )9999
显示电流值与电压值的乘积结果

9.999（固定小数点）

OUTPUT ON/OFF、CV 动作、CC 动作、报警动作、
遥控动作 (LAN 动作 )、锁定动作、预设参数

动作显示*1. 按下 PWR DSPL 按钮就会在显示电流的地方显示功率值。每按一下就在功率值显示与电流值显示之间切换一次。

项目 / 型号名称

PWX1500LPWX1500MLPWX1500MHPWX1500H保护功能过电压保护 (OVP)、过电压保护 2 (OVP2) 、过电流保护 (OCP) 、低电压限制 (UVL)、过热保护 (OHP) 、过热保护 2 (OHP2) 、风扇转动异常保护 (FAN) 、感测错误连接保护 (SENSE)、交流输入欠压保护 (AC-FAIL) 、关机 (SD)、功率限制 (POWER LIMIT)
信号输出电压监视器(VMON)设定精度电流监视器(IMON)设定精度状态信号输出 *1,*2监视器
信号输出 *1

可选择监视电压量程：0 V 〜 5 V 或 0 V 〜 10 V
2.5 % of rtg
可选择监视电压量程：0 V 〜 5 V 或 0 V 〜 10 V
2.5 % of rtg
OUTON STATUS、CV STATUS、CC STATUS、ALM STATUS、PWR ON STATUS*1. 后面板的 J1 接头。*2. 光耦合器集电极开路输出。Max 电压 30 V、Max 电流 (sink)8 mA。输出及控制回路绝缘。普通状态是浮动的 ( 对接地电压在 60V 以内 )。状态信号之间不绝缘。

14

Thin & Wide range

PWX series■ 1500W 类型项目 / 型号名称

PWX1500LPWX1500MLPWX1500MHPWX1500H

控制功能输出电压控制（VPGM）

额定输出电压的 0 % 〜 100 %可选择控制电压 ：0 V 〜 5 V 或 0 V 〜 10 V
5 % of rtg
额定输出电流的 0 % 〜 100 %可选择控制电压 ：0 V 〜 5 V 或 0 V 〜 10 V
5 % of rtg
可选择控制逻辑 ：根据 TTL 水平信号 L 打开输出、
或者根据 TTL 水平信号 H 打开输出精度
输出电流控制（IPGM）
外部精度
控制 *1 输出开关控制
OUTPUT ON/OFF CONT输出关闭控制SHUT DOWN
取消报警控制ALM CLR

根据 TTL 水平信号 L 关闭输出
根据 TTL 水平信号 L 取消报警*1. 后面板的 J1 接头。
项目 / 型号名称

PWX1500LPWX1500ML

其他功能单一控制并联运行
直流运行 *1

PWX1500MHPWX1500H

含主机 Max 4 台 ( 同一型号 )2 台 ( 同一型号 )电压设定值、电流设定值、OVP 设定值、
OCP 设定值及 UVL 设定值的组合共可储存 3 组
除了 OUTPUT 按钮之外的所有操作均无效

预设参数
锁定
接口
软件协议

IEEE Std 488.2-1992
遵循 SCPI Specification 1999.0
有互换模式 ( 切换 ) *2
·TDK-Lambda 公司产品 Genesys 系列·Agilent Technologies 公司产品 N5700/ N8700·Sorensen 公司的产品 DSC 系列·本公司的产品 PAG 系列

指令语言

RS232C、USB、LAN

USBTMC-USB488, LXI1.3ClassC*1. PWX1500H 除外。*2. 并不保证可兼容对应所有的计量计测设备的软件与驱动。
项目 / 型号名称

PWX1500LPWX1500MLPWX1500MHPWX1500H

室内使用，过电压类别 II
0 ℃〜 +50 ℃ /20 %rh 〜 85 %rh ( 不结露 )-10 ℃〜 +60 ℃ /90 %rh 以下 ( 不结露 )2000 m 以下
使用风扇强制空冷
可以负接地或正接地±500 Vmax±800 Vmax

一般
工作环境
工作温度 / 湿度
环境条件
保存温度 / 湿度
高度
冷却方式
接地极性
对接地电压
绝缘模拟
接口 *1
输入 - FG 间输入 - 输出间
输出 - FG 间耐电压输入 - 绝缘模拟接口间 *1
输出 - 绝缘模拟接口间 *1
输入 -FG 间绝缘电阻 输入 - 输出间输出 - FG 间
安全性 *2

电磁符合性 (EMC) *2,*3

外形尺寸(Max尺寸) / 重量

配件±250 Vmax±60 Vmax
1500 Vac、施加电压 1 分钟无异常2000 Vac、施加电压 1 分钟无异常2250 Vac、施加电压 1 分钟无异常1500 Vdc、施加电压 1 分钟无异常1600 Vdc、施加电压 1 分钟无异常 2000 Vdc、施加电压 1 分钟无异常2650 Vac、施加电压 1 分钟无异常2300 Vdc、施加电压 1 分钟无异常2650 Vdc、施加电压 1 分钟无异常 3300 Vdc、施加电压 1 分钟无异常500 Vdc、100 MΩ 以上 (70 % 以下 )500 Vdc、100 MΩ 以上 (70 % 以下 )500 Vdc、40 MΩ 以上 (70 % 以下 )1000 Vdc、100 MΩ 以上 (70 % 以下 )1000 Vdc、40 MΩ 以上 (70 % 以下 )符合以下指令及标准的要求事项
低电压指令 2014/35/EU *3
EN 61010-1 (Class I *4、Pollution degree 2)
符合以下指令及标准的要求事项
EMC 指令 2014/30/EU
EN 61326-1 (Class A *5)
EN 55011 (Class A *5、Group 1 *6)
EN 61000-3-2、EN 61000-3-3
适用条件 ：与本产品连接时所使用的电缆及电线均在 3 m 以下
422.8(485) W×43(44) H×500(580) Dmm / 约 9.5kg
422.8(485) W×43(44) H×500(580) Dmm / 约 9kg
输出端子护盖 1 组、输入端子护盖套装、输出端子 M8 螺钉套装：2 组 ( 螺栓、螺母、弹簧垫圈、垫圈 )、底座连接线 1 根、J1 连接器插头工具 1 套 ( 壳
体 1 个、连接器 1 个、插头 1 个、电源线扣 1 个、夹子 2 个、螺丝 2 种 x2 个 )、装箱清单 1 份、快速参考和文 1 份、英文 1 份、安全手册 1 本、China RoHS 表格 1 份、CD-ROM 1 张※ 本机不附带电源线。
请另行购买配件（AC5.5-3P3M-M4C-VCTF）。

*1. 选购件。*2 不适用于定制产品、改造产品。 *3 只限于面板身上有 CE/UKCA 标志的型号。*4. 本产品是 Class I 机器。本产品的保护接地端子必须接地。如果不正确接地，安全性能得不到保障。*5. 本产品是 Class A 机器。适用于在工业环境下使用。在住宅环境中使用本产品有可能成为干扰源。在这种情况时，为了防止对广播电视的信号造成干扰，请用户必要的减
少电磁辐射的措施。*6. 本产品是 Group 1 机器。本产品在材料处理或检查 / 分析时，电磁放射，诱导及 / 或静电结合等方面没有在无线电频段产生 / 使用能量的意图。

15

●销售代理店

1-1-3, Higashiyamata, Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa, 224-0023, Japan
Phone:(+81)45-593-0200, Facsimile:(+81)45-593-7591, https://global.kikusui.co.jp/

1-310-214-0000 https://kikusuiamerica.com/
3625 Del Amo Blvd, Suite 160, Torrance, CA 90503
Phone : 310-214-0000 Facsimile : 310-214-0014

www.kikusui.cn
上海市长宁区仙霞路137号 盛高国际大厦305室
电话:(021)-5887-9067 传真:(021)-5887-9069■由于改善规格和设计等原因，有未经通知而更改的情况。■由于诸原因，有更改名称、价格或者停止生产的
情况。■在产品目录所记载的公司名、产品名为商标或者注册商标。■产品目录所记载的我公司产品，是以在具有相应专业知识的监督者的监督下使用为前提的业务用机器、设备，不是对一般家庭和消费者设计、制造的产品。■由于印刷的情况原因，产品目录所登载的照片和实际产品的颜色、质感等可能有些差异。■有关在订货、签约时的疑问，请向我公司营业部门确认。另外，对于未经确认产生的责任，我公司有不承担其责任的情况。请予以谅解。

2023年3月发行

202303PDFCC71