お断り

クイックスタートガイド•

本書の内容について、ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、当社までご連絡ください•

EPS-02Ev3
第 2.01 版•目次

1. まえがき ..................................... 1
2. 同梱品 ....................................... 1
3. 動作環境 ..................................... 2
4. セットアップメディアの内容 ................... 2
5. セットアップ手順 ............................. 3
6. 不具合発生時の連絡先 ......................... 4

Windows にAdministrator（管理者）権限を持つID でログオンし、以下の手順

株式会社ノイズ研究所の許可なしに、いかなる方法においても本書の複写、転載を禁じます。

本製品がお客様により不適当に使用されたり、本製品取扱説明書の内容に従わずに取り扱われたり、ノイズ研究所およびノイズ研究所指定の者以外の第三者によって修理、改造されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
本書内に記載されている商標や会社名は、各社の登録商標または商標です。本文中に TM、®は明記しておりません。

AEA00095-001-1

5. セットアップ手順

アはディスクメディアとなります。

本書の内容は予告なく変更されることがあります。

空間電磁界可視化システム
株式会社 ノイズ研究所※マイナーバージョンアップ版ではD、H、I のみ同梱し、D のセットアップメディ••1. まえがき

3. 動作環境＜バージョンアップ版の場合＞

セットアップ前に以下の動作環境をご確認ください。

(3)(5)の手順でバージョンアップを行ってください。事前に EPS-02E
又は EPS-02Ev2 ソフトウェアをアンインストールする必要はありま

OS

Microsoft Windows 10（日本語版 / 英語版）

せん。EPS-02E 又は EPS-02Ev2 が必要ない場合は、“コントロールMicrosoft Windows 11（日本語版 / 英語版）パネル”の“プログラムのアンインストール”からアンインストールを実行してください。

CPUIntel Core i5 以上（i7 以上を推奨）

メモリ

8 GB 以上を推奨

ストレージ

10 GB 以上の空きがあることを行うと EPS-02E 又は EPS-02Ev2 では使用ができなくなります。

ディスプレイWXGA 解像度(1366*768)以上必須＜マイナーバージョンアップ版の場合＞

フルHD 解像度(1920*1080)を推奨(3)(5)の手順でバージョンアップを行ってください。

その他

・

このたびは空間電磁界可視化システムEPS-02Ev3 をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品のセットアップ手順を以降に記載しております。

でセットアップを行ってください。

EPS-02E 又は EPS-02Ev2 で作成したデータファイル（*.edf）はEPS-02Ev3 で読み込むことが可能です。ただし、EPS-02Ev3 で保存

クラウドサービスを使用したソフトウェアやオンラインストレージを利用される場合は、動作保証でき

また、セットアップメディア内の取扱説明書PDF ファイルも併せて御一読いただ(1)① PC の IP アドレスを設定します。“コントロールパネル”から“ネません。

きますようお願い申し上げます。

・ットワークと共有センター”を選択して左側のリストから“アダプUSB ポートの空きがあること。（マウスを含ターの設定変更”をクリックします。

めず 2 または 3 ポート占有します）

2. 同梱品

② ネットワーク接続できるアダプタが表示されます。スペクトラムア※バージョンアップ版とマイナーバージョンアップ版のインストールには、ナライザと接続するアダプタ（ローカルエリア接続）をダブルクリDVD ドライブが必要です。

本製品をお使いになる前に以下の同梱品をご確認ください。

ックしてプロパティを表示させます。“インターネット プロトコル※CPU 使用率の高いソフトウェアが起動している場合、動作が不安定になるA

B

バージョン 4”を選択して“プロパティ”をクリックします。

事があります。

C③ IP アドレスを“192.168.99.3”、サブネットマスクを“255.255.255.0”※スペクトラムアナライザ RSA306B は HP 社 ProBook シリーズとの組み合に設定します。最後に OK ボタンをクリックします。以上で PC のわせでは動作しない場合があります。事前にご確認ください。

IP アドレス設定は完了です。

※カメラ・スペアナ等の各機器の最新動作保証に関しては、メーカーサイトを④ スペクトラムアナライザの IP アドレスを設定します。スペクトラご確認ください。

DE

ネットワークアドレスの設定（LAN ケーブルによる接続時）

ムアナライザの設定については、スペクトラムアナライザの取扱説明書を参照してください。IP アドレスを“192.168.99.100”にサブF

4. セットアップメディアの内容
セットアップメディアの内容は以下となっております。

ネットマスクを“255.255.255.0”に設定します。
(2)

NI-VISA のインストール① セットアップメディアをセットして、[NI-VISA]フォルダを開きます。[Install.exe]を実行します。

GHI② インストールプログラムが起動します。画面の指示に従ってインスJトールを行ってください。インストールする際は、インストール項目に NI-VISA が含まれていることを確認してください。
(3)

EPS-02Ev3 ソフトウェアのインストール① セットアップメディアをセットして、[EPS-02Ev3]-[Japanese]フォルダにある[EPS-02Ev3_Jp.msi]を実行します。
② インストールプログラムが起動します。画面の指示に従ってインスA： Web カ メ ラ

トールを行ってください。

・

本 体 ························································· 1 個・

保 証 書 ······················································ 1 枚(1)B： LAN ケ ー ブ ル (2 m) ············································ 1 本
C： USB 延 長 ケ ー ブ ル (2 m) ······································ 1 本(2)・① USB プロテクトキーを PC の USB ポートに挿入します。

EPS-02Ev3 Trial フォルダ

② デバイスマネージャーから“ほかのデバイス”の“不明なデバイス”(4)

JSP USB フォルダ

※スペクトラムアナライザとして RSA306B を利用する場合のみ必要とな

USB プロテクトキードライバが保管されています。

ります。

収 納 袋 ······················································ 1 枚

G： 延 長 ポ ー ル ······················································ 1 個

ダにあります。
RSA306B の利用

MANUAL フォルダ

① セットアップメディアをセットして、[RSAAPI]フォルダを開きます。

本製品の取扱説明書PDF ファイルが保管されています。

② ご利用の PC に合わせて[32bit]又は[64bit]のフォルダを開き、フォ(6)

NI-VISA フォルダ

ルダ内の[setup.exe]を実行します。

NI-VISA のインストーラが保管されています。

J： 部 品 収 納 ケ ー ス ················································· 1 個※バージョンアップ版ではD、E、H、I のみ同梱し、D のセットアップメディアは

(5)

(5)

H： 日 本 語 版 ク イ ッ ク ス タ ー ト ガ イ ド （ 本 書 ） ·············· 1 部
I： 英 語 版 ク イ ッ ク ス タ ー ト ガ イ ド ····························· 1 部ます。ドライバファイルはセットアップメディアの[JSP USB]フォル

FACTOR フォルダ
電磁界プローブ（PN7405）のファクターファイルが保管されています。

本 体 ························································· 1 台

または、“HardKey”を選択してドライバのインストールを実行し(3)

F： カ メ ラ 三 脚・USB プロテクトキードライバのインストール

EPS-02Ev3 のインストーラが保管されています。

EPS-02Ev3 トライアル版のインストーラが保管されています。

D： セ ッ ト ア ッ プ メ デ ィ ア （ EPS-02Ev3） ··················· 1 個
E： USB プ ロ テ ク ト キ ー ·········································· 1 個(4)

EPS-02Ev3 フォルダ(7)

③ インストールプログラムが起動します。画面の指示に従ってインストールを行ってください。

RSAAPI フォルダ
RSA306B を利用するためのインストーラが保管されています。

ディスクメディアとなります。

123

6. 不具合発生時の連絡先
不具合と思われる症状が現れた場合は、症状、ソフトウェアのバージョン、対象機器のモデル名、製造番号をお調べ頂き、ご購入元または弊社カスタマサービスセン
ターまでご連絡ください。

□ カスタマ・サービスセンターTEL (0088)25-3939(ﾌﾘｰｺｰﾙ) / (042)712-2021
FAX (042)712-2020

株式会社 ノイズ研究所〒252-0237 神奈川県相模原市中央区千代田 1-4-4
TEL 042-712-2031 FAX 042-712-2030
ＰＲＩＮＴＥＤ ＩＮ ＪＡＰＡＮ4