ＨＶ－Ｃ／ＣＰ、ＨＷ－Ｃ／ＣＰシリーズ
デジタル台はかり

取扱説明書
適用機種
HV-15KC
HW-10KC

HV-15KCP
HW-10KCP

HV-60KC
HW-60KC

HV-60KCP
HW-60KCP

HV-200KC
HW-100KC

HV-200KCP
HW-100KCP

HW-200KC

HW-200KCP

HV-300KC
HW-300KC

HV-300KCP
HW-300KCP

HV-600KC
HW-600KC

HV-600KCP
HW-600KCP

1WMPD4003324D

注意事項の表記方法「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う危険の状態が生じることが想定される場合」について記述します。

「取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する
危険の状態が生じることが想定される場合」について記述します。

「取扱いを誤りやすい場合」や「本機を使用するときの一般的なアドバイス」
について記述します。

ご注意（１） 本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
（２） 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
（３） 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
（４） 当社では、本機の運用を理由とする損失、損失利益等の請求については、（３）項にか
かわらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

 2019 株式会社 エー・アンド・デイ
株式会社エー・アンド・デイの許可なく複製・改変などを行なうことはできません。

Windows は米国 Microsoft Corporation の商標です。

目次
1.

概要・特長 ...................................................................................................... 3

2.

注意 ................................................................................................................ 4

2.1.

設置の注意 .................................................................................................. 42.2.

計量の注意 .................................................................................................. 4

2.3.

保管の注意 .................................................................................................. 43.

組立・設置 ...................................................................................................... 5

4.

梱包内容 ......................................................................................................... 7

4.1.

付属品リスト、オプションリスト .................................................................. 94.2.

乾電池の入れ方 (Ｃタイプ) ........................................................................ 11

4.3.

ポールの取り外し方 ................................................................................... 12

4.4.

5.

5.1.

アース(接地)の付け方 ................................................................................ 14

各部名称 ....................................................................................................... 15

表示・シンボルの解説 ................................................................................ 17

5.2.
6.

6.1.

スイッチの解説.......................................................................................... 19
基本的な操作 ................................................................................................. 20

電源の入れ方・切り方と基本的な計量 ......................................................... 20

6.1.1.

ＡＣアダプタを使用する場合 ................................................................... 20

6.1.2.

乾電池を使用する場合 (Ｃタイプ) ........................................................... 21

6.1.3.
6.2.

パワーオンゼロ及び、パワーオン風袋引き機能.......................................... 21
風袋引き ................................................................................................... 22

6.2.1.

風袋を計量して設定する方法 ................................................................... 22

6.2.2.
6.3.

デジタル入力する方法 (プリセット風袋引き) ........................................... 22
モード切替 ................................................................................................ 23

7.

7.1.

個数計モード ................................................................................................. 24

単位質量登録............................................................................................. 247.2.

個数計量 ................................................................................................... 25

8.

累計機能 ....................................................................................................... 26

9.

コンパレータ ................................................................................................. 27
9.1.1.

準備 (設定方法) ...................................................................................... 28

9.1.2.

比較の関係 ............................................................................................. 29

9.1.3.

比較値の設定.......................................................................................... 30

9.1.4.

ブザー設定 ............................................................................................. 31

10.

オートテア機能 .............................................................................................. 32

11.

HV/HW-CP 内蔵プリンタ .............................................................................. 33

12.

IDナンバとGMP ............................................................................................. 35

12.1.

12.2.

IDナンバの設定 ......................................................................................... 35

時計設定 ................................................................................................... 36

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 1

12.3.
13.

13.1.

GMPレポート ............................................................................................ 37
キャリブレーション ....................................................................................... 41

重力加速度の補正 ...................................................................................... 41

13.2.
14.

14.1.

分銅を使用する、はかりの調整の手順 ......................................................... 42
内部設定 ....................................................................................................... 44
設定方法 ................................................................................................... 44

14.2.

設定一覧 ................................................................................................... 45

14.3.
15.

15.1.

内部設定初期化.......................................................................................... 50
オプション .................................................................................................... 51

オプションの取り付け ................................................................................ 51

15.2.

HVW-02CBJA

USBインタフェース............................................................ 52

15.2.1.

使用方法 ................................................................................................ 52

15.2.2.

使用方法の詳細説明と例.......................................................................... 52

15.3.
15.4.

15.5.

HVW-03CJA

HVW-04CJA

RS-232Cインタフェース ...................................................... 54

コンパレータリレー出力／ブザー／接点入力.................................. 55

通信フォーマット ...................................................................................... 57

15.5.1. コマンドモード....................................................................................... 59
15.6.
UFC (Universal Flex Coms) 機能を使う...................................................... 65
16.

仕様 .............................................................................................................. 67

17.

保守管理 ....................................................................................................... 71

17.1.
17.2.

17.3.

修理.......................................................................................................... 71

故障！と思われる場合のチェック ................................................................ 71
索引.......................................................................................................... 72

ﾍﾟｰｼﾞ 2

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

1. 概要・特長
 HV-C/CPシリーズの分解能は、1/3000 です。
計量範囲を切り替わる「トリプルレンジ機能」を備えています。計量物の重さによって、レンジが自動で切り替わり(多目量)、軽いものをはかる時は細かい目量、重いものをはかる時は粗い目量に切り替わります。
 HW-C/CPシリーズの分解能は、
HW-300KC / HW-300KCP / HW-600KCP / HW-600KC のみ 1/6000 、それ以外の標準品の分解能は、約 1/10000 です。
 プリンタを内蔵したＣＰタイプがあります。
 コードレスで計量できるよう、電源に乾電池（またはＡＣアダプタ）を採用した「Ｃタイプ」があります。
 バックライト液晶を採用し、暗い場所などでも計量できます。
 RS-232C又はUSBインタフェースをオプション設定し、プリンタなどへのデータ出力のほか、パソコンからのコマンドにより｢計量値の出力｣、｢はかりの制御｣、｢設定値の設定｣などができます。
 同じ質量の品の数を調べるとき、その質量から個数を換算する個数計機能があります。
 最大6桁の累計機能があります。（計量した回数とその合計質量を記録できます。）
最大累計回数は999回です。
 計量値と上限値（下限値）との比較結果を表示する機能があります。オプションのHVW-04CJAを使用するとブザーと接点出力が使用できます。
 RS-232Cインタフェース又はUSBインタフェースとコンパレータリレー出力を最大3個取り付け可能です。
 次の設定やデータは電源を切っても記憶しています。
個数計モードの単位質量
累計した合計個数、合計質量
コンパレータの設定値（上限値、下限値）
キャリブレーションデータ（はかりの調整データ）
内部設定
 多目量：計量物の重さによって、最小表示が自動的に切り替わるもの
例 HV-60KC

ひょう量

多目量：小 ⇔

中

60 kg／最小表示

0.005 kg・0.01 kg・0.02 kg⇔ 大のレンジを超えると自動的に最小表示が変わる

ポイント：軽いものをはかる時＝最小表示が細かい
重いものをはかる時＝最小表示が粗い
ひょう量
60 kg
大レンジ
30 kg
15 kg

中レンジ
小レンジ
0.005 kg

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

0.01 kg

0.02 kgﾍﾟｰｼﾞ 3最小表示

2. 注意2.1. 設置の注意

はかりの性能を十分引き出すために以下の設置条件を考慮してください。
理想的な設置条件は、安定した温度と湿度、堅牢で平らな床面、風や振動のない所、直射日光の当たらない室内、安定した電源などです。
軟らかい床や振動する所には設置しないでください。
風や温度変化の激しい所には設置しないでください。
直射日光の当たる所は避けてください。
腐食性ガス、引火性ガスが漂う所には設置しないでください。
強い磁気や強い電波がある所には設置しないでください。
静電気が発生しやすい所には設置しないでください。湿度が45%RH以下になるとプラスチックなどの絶縁物は摩擦などで静電気を帯びやすくなります。
表示部は防水ではありません。表示部が濡れないよう付属の表示器カバーなどを使用してください。
ＡＣアダプタを使用する場合、不安定な交流電源は誤動作の原因となります。
計量皿の保護フィルムは剥がして使用してください。
使用開始の30分前には、(ＡＣアダプタまたは､乾電池の)電源を接続し､ON/OFF

スイッチを押して表示をオンした状態を維持してください。
はかりは、屋内の使用に限ります。野外で使用した場合、本器は放電耐量を超えた雷サージを受けることがあります。この場合、本器は雷のエネルギーに耐えられず、破損する恐れがあります。

2.2. 計量の注意
秤量以上の荷重を上皿に載せないでください。
上皿に衝撃を加えたり、ものを落とさないでください。
スイッチはペン先など尖ったもので押さずに指で押してください。
計量誤差を少なくするために計量ごとに ゼロ スイッチを押すことをお勧めします。
正しく計量していることを定期的に確認してください。
マークが点灯したら新しい単一形乾電池4個と交換してください。（Ｃタイプ）

2.3. 保管の注意
はかりを分解しないでください。
有機溶剤は使用しないでください。清掃は洗剤を湿らせた軟らかい布を使用してください。
ベース部(計量台)は、防水構造になっていますので直接水がかかっても大丈夫ですが、ブラシなどで擦らないでください。洗浄は、水道水を流すだけにしてください。計量はよく乾かした後行ってください。
※ 大型の HV-300KC / HV-300KCP / HV-600KC / HV-600KCP / HW-300KC / HW-300KCP /HW-600KC / HW-600KCP のベース部(計量台)は、非防水構造なので、水をかけないでください。
表示部に水、粉塵等が入らないようにしてください。
長期間使用しないときは、乾電池を取り出してください。乾電池を入れたまま長期間放置すると、乾電池の液漏れが起こり故障の原因となります。

ﾍﾟｰｼﾞ 4

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

3. 組立・設置
HV-C/CP、HW-C/CPシリーズでは、機種により製品の組立・設置方法が異なります。(組立・設置方法(Ａ)または､(Ｂ)に分かれます。) 下表を参照して、機種に対応した方法で組立・設置を行ってください。
機種
HV-15KC､HV-15KCP､HV-60KC､HV-60KCP､HV-200KC､HV-200KCP､
HW-10KC､HW-10KCP､HW-60KC､HW-60KCP､HW-100KC､HW-100KCP､
HW-200KC､HW-200KCP

参照｢組立・設置方法(Ａ)｣参照。

HV-300KC､HV-300KCP､HV-600KC､HV-600KCP､HW-300KC､HW-300KCP､
HW-600KC､HW-600KCP｢組立・設置方法(Ｂ)｣参照。

組立・設置方法（Ａ）
HV-15KC､HV-15KCP､HV-60KC､HV-60KCP､HV-200KC､HV-200KCP､
HW-10KC､HW-10KCP､HW-60KC､HW-60KCP､HW-100KC､HW-100KCP､HW-200KC､HW-200KCP
上皿

次の手順は、
上記に該当する機種の組立・設置のについて記述しています。

ポール※ 上記に該当する機種の中でも、機種や製品の状態によっては不要な手順も含まれています。
ｽﾃｯﾌﾟ2ｽﾃｯﾌﾟ 1 開梱。

ｽﾃｯﾌﾟ1

ロードセルケーブルを引っ張らないよう注意しながら、ベース部とポールを箱から取り出してください。
ｽﾃｯﾌﾟ 2 上皿を載せてください｡保護フィルムを剥がしてご使用ください｡

ベース部

ロードセルケーブル

ポール

ｽﾃｯﾌﾟ 3 ポールの組立。

ｽﾃｯﾌﾟ3

ロードセルケーブルを挟まないようにポールをブラケット

ポール止めネジに差し込んでください。余ったロードセルケーブルはポールの中に納めてください。ブラケットに付いているポール止めネジを3 mm六角レンチで回し、ポールを固定してください。

ブラケット※ 10Kおよび15Kタイプ（HW-10KC、HW-10KCP、HV-15KC、3 mm 六角レンチ
水平器

HV-15KCP）は、ポールとブラケットが一体型のためこの手順は必要ありません。
ｽﾃｯﾌﾟ 4 設置場所の選定。｢2.1.設置の注意｣を考慮してください。

足コマｽﾃｯﾌﾟ 5 水平の調整。

ポール足コマベース部下部の4つの足コマを回して、ガタつかずに、水平ｽﾃｯﾌﾟ5器の気泡が中心にくるように調整してください。水平を合わ

水平せた後、ポール足コマを回して設置面に着けてください。

傾斜ｽﾃｯﾌﾟ 6 表示部の角度。
ポール上部(表示部下部)のキャップを両側から押さえながら表示部の角度を調整できます。
ｽﾃｯﾌﾟ 7 正しく計量できることを確認してください。
必要に応じて計量値が正しく表示されるようはかりを調整してください。調整方法は、｢13.キャリブレーション｣を参ｽﾃｯﾌﾟ6

照してください。
表示部は上下方向に4段の角度設定が可能です。また、横向きに設置する事も可能です。
必ずポール下部のポール止めネジで固定しください。ポール内のロードセルケーブルを傷つけないために、ポールは原則回転させないでください。ポールを必要以上に回転させた場合、ケーブルを損傷することがあります。
HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 5

組立・設置方法（Ｂ）(HV-300KC､HV-300KCP､HV-600KC､HV-600KCP､HW-300KC､HW-300KCP､HW-600KC､HW-600KCP）
次の手順は、上記に該当する機種の組立・設置の全般について記述しています。
※ 表示部、ポール、ベース部がケーブルで接続されていますので、表示部を持ち上げる際には、充分に注意してください。

ダンボール
付属品

ｽﾃｯﾌﾟ2

上皿

ダンボール
表示部
結束ケーブルｽﾃｯﾌﾟ 1 開梱。

ベース部

ロードセルケーブルを引っ張らないよう注意しながら、ベース部、ポール、表示部（ダンボール入り）を箱から取り出してください。
ケーブルカバーｽﾃｯﾌﾟ 2 上皿を取り除きます。

ロードセルケーブルｽﾃｯﾌﾟ 3 表示部とポールの組立。

表示部

表示部を開梱し、表示部とポールを4本の表示部取付

ポール
ｽﾃｯﾌﾟ34 mm ネジ(4 本)用4 mmネジで固定します。(付属のプラスドライバ

プラスドライバを使用) また、ポールの背面の2ヶ所に付属のケーブ

ポール

ルクランプを貼り付けるとケーブルの整理に役立ち、ＡＣアダプタケーブル、通信ケーブルが邪魔になりません。
ｽﾃｯﾌﾟ 4 表示部の角度。

ケーブルクランプ(2 個)

ポール上部(表示部下部)のキャップを両側から押さえながら表示部の角度を調整できます。

ｽﾃｯﾌﾟ5

ケーブルカバー端子

ｽﾃｯﾌﾟ 5 ロードセルケーブルの接続。
表示部の端子にロードセルケーブルを接続します。

ロードセル
ケーブル

ケーブルカバーを閉じて、ケーブルの長さをブラケ

ツメ

ットのツメに引っ掛けて調整します。
ｽﾃｯﾌﾟ4

ブラケットカバーを閉じます。

ブラケットカバーｽﾃｯﾌﾟ 6 ベース部と表示・ポール部の組立。
ポールを4本のポール取付用六角ボルト(＋平ワッ

ポール取付用六角ボルト(4 本)シャ)で固定します。(付属の六角レンチを使用)

平ワッシャ(4 個)

ロードセルケーブルを挟まないようにベース部と六角レンチ
ｽﾃｯﾌﾟ6

また、付属の束線バンドを使用して余分なロードセ
ルケーブルのタルミを、
結束ケーブル部分に固定します。

結束ケーブルｽﾃｯﾌﾟ 7 上皿をかぶせます。上皿の前後4ヶ所を上皿固定用
5 mmネジで固定します。(付属のプラスドライバをポール使用)保護フィルムを剥がしてご使用ください。
ｽﾃｯﾌﾟ 8 設置場所の選定。｢2.1.設置の注意｣を考慮してくだ
さい。

上皿

水平 傾斜

水平器

ｽﾃｯﾌﾟ 9 水平の調整。
足コマを回して、ガタつかずに、ベース部の水平器

5 mm ネジ(4 本)の気泡が中心にくるように調整してください。

足コマｽﾃｯﾌﾟ10 正しく計量できることを確認してください。
必要に応じて計量値が正しく表示されるようはかｽﾃｯﾌﾟ9ｽﾃｯﾌﾟ7りを調整してください。調整方法は、｢13.キャリ
ブレーション｣を参照してください。
ﾍﾟｰｼﾞ 6

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

4. 梱包内容
適用機種

適用機種

表示部

HV-15KC

HV-200KC

HV-200KCP

HV-15KCP

HW-100KC

HW-100KCP

HW-10KC

HW-200KC

HW-200KCP

HW-10KCP
表示部
上皿

適用機種

上皿

HV-60KC

HV-60KCP

HW-60KC

HW-60KCP
表示部

上皿

ベース部
注意 ロードセルケーブルを引っ張らないでください。

注意 ロードセルケーブルを引っ張らないでください。

付属品一覧
機種によって付属品の構成が違います。
「付属品リスト」を参照してください。

表示器カバー
AXP-3003217D

六角レンチ

ＡＣアダプタ
Ｃタイプのはかり：

AX-TB266

ＣＰタイプのはかり： AX-TB269 または、AX-TB278
HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 7

適用機種

表示部

HV-300KC

HV-300KCP

HV-600KC

HV-600KCP

HW-300KC

HW-300KCP

HW-600KC

HW-600KCP
注意 出荷時、ロードセルケーブルは表示部に接続されていません。

上皿注意 ロードセルケーブルを引っ張らないでください。

ベース部

付属品一覧
機種によって付属品の構成が違います。
「付属品リスト」を参照してください。

表示器カバー
AXP-3003217D

ＡＣアダプタ
Ｃタイプのはかり：

AX-TB266

ＣＰタイプのはかり： AX-TB269 または、AX-TB278

ケーブルクランプ

ポール取付用ボルト袋

表示部取付用(2 個)(六角レンチ入り)

4 mm ネジ(4 本)

ケーブル結束用バンド

プラスドライバ

ブラケットカバー(1 本)

上皿固定用 5 mm ネジ(1 個)
ﾍﾟｰｼﾞ 8

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

Ｃ／ＣＰタイプ

Ｃタイプ

機種名の末尾が｢C｣または、｢CP｣のはかり

機種名の末尾が｢C｣のはかり

ＣＰタイプとはプリンタ内蔵のはかりです。

Ｃタイプとは乾電池で測定できるはかりです。

ＡＣアダプタ

単一形乾電池 （付属しません）

4.1. 付属品リスト、オプションリスト
付属品リスト
タイプ

Ｃタイプ
乾電池で
測定できる
はかり

ＣＰタイプ
プリンタ内
蔵のはかり

機種名

付属品

HV-15KC
HW-10KC・表示器カバー(AXP-3003217D)
・ＡＣアダプタ(AX-TB266)
・取扱説明書HV-60KC
HV-200KC
HW-60KC
HW-100KC
HW-200KC

・表示器カバー(AXP-3003217D)
・ＡＣアダプタ（AX-TB266）
・六角レンチ
・取扱説明書

HV-300KC
HV-600KC
HW-300KC
HW-600KC

・表示器カバー(AXP-3003217D)
・ＡＣアダプタ(AX-TB266)
・プラスドライバ
・ポール取付用ボルト袋(六角レンチ入り)・ケーブルクランプ(2 個）・ケーブル結束用バンド(1 本)・ブラケットカバー(1 個)・表示部取付用 4 mm ネジ(4 本)・取扱説明書・上皿固定用 5 mm ネジ(4 本)

HV-15KCP
HW-10KCP

・表示器カバー(AXP-3003217D)
・ＡＣアダプタ(AX-TB269 または、AX-TB278)
・専用ロール紙(1 個)・取扱説明書HV-60KCP
HV-200KCP
HW-60KCP
HW-100KCP
HW-200KCP

・表示器カバー(AXP-3003217D)
・ＡＣアダプタ(AX-TB269 または、AX-TB278)
・専用ロール紙(1 個)・六角レンチ
・取扱説明書・表示器カバー(AXP-3003217D)
・ＡＣアダプタ(AX-TB269 または、AX-TB278)
HV-300KCP
・専用ロール紙(1 個)・ポール取付用ボルト袋(六角レンチ入り)
HV-600KCP
・プラスドライバ・ケーブル結束用バンド(1 本)
HW-300KCP
・ケーブルクランプ(2 個)・表示部取付用 4 mm ネジ(4 本)
HW-600KCP
・ブラケットカバー(1 個)・上皿固定用 5 mm ネジ(4 本)・取扱説明書HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 9

オプションリスト
品目コード

オプション名

適用機種

HVW-02

延長ケーブル

HV-300KC､ HV-300KCP､ HV-600KC､ HV-600KCP､
HW-300KC､ HW-300KCP､ HW-600KC､ HW-600KCP

HVW-02CBJA

USB インタフェース

全機種

HVW-03CJA

RS-232C インタフェース

全機種

HVW-04CJA

コンパレータリレー出力／
ブザー／接点入力

全機種

HVW-08C

延長ケーブル

HV-15KC､ HV-15KCP､ HV-60KC､ HV-60KCP､
HV-200KC､ HV-200KCP､
HW-10KC､ HW-10KCP､ HW-60KC､ HW-60KCP､
HW-100KC､ HW-100KCP､ HW-200KC､ HW-200KCP

HVW-11C

壁掛け金具

全機種

HVW-12C

AD-8127 用プリンタ台

HV-60KC､ HV-60KCP､ HV-200KC､ HV-200KCP､
HV-300KC､ HV-300KCP､ HV-600KC､ HV-600KCP､
HW-60KC､ HW-60KCP､ HW-100KC､ HW-100KCP､
HW-200KC､ HW-200KCP HW-300KC､ HW-300KCP､
HW-600KC､ HW-600KCP

HVW-13大型ローラコンベア

HV-200KC､ HV-200KCP､
HW-100KC､ HW-100KCP､ HW-200KC､ HW-200KCP

HVW-14中型ローラコンベア

HV-60KC､ HV-60KCP、
HW-60KC､ HW-60KCP

FW-15

表示器スタンド台(台座部のみ)HV-300KC､ HV-300KCP､ HV-600KC､ HV-600KCP､
HW-300KC､ HW-300KCP､ HW-600KC､ HW-600KCP

FW-16-4

車輪

HV-300KC､ HV-300KCP､ HV-600KC､ HV-600KCP､
HW-300KC､ HW-300KCP､ HW-600KC､ HW-600KCP

FW-18-4

ローラコンベア

HV-300KC､ HV-300KCP､ HV-600KC､ HV-600KCP､
HW-300KC､ HW-300KCP､ HW-600KC､ HW-600KCP

AX-KO2466-200

RS-232C 用ケーブル､D-sub 9 ピン､ 2 m｡

AX-KO2466-500

RS-232C 用ケーブル､D-sub 9 ピン､ 5 m｡

AX-KO2466-1000

RS-232C 用ケーブル､D-sub 9 ピン､ 10 m｡ ※全機種

注意
HVW-02､ HVW-08C､ HVW-11C､ HVW-13､ HVW-14､ FW-15､ FW-16､ FW-18 の使用方法は、それぞれのオプションに付属の取扱説明書を参照してください。
HVW-02､ HVW-08C の接続時は、必要に応じて分銅によるキャリブレーション(はかりの調整)を行ってください。
※ RS-232C の通信に必要な条件には、ケーブル長の制約と設置環境からのノイズによる制約が含まれます。
この条件を踏まえると、10 m のケーブルを使用した場合、すべての通信の動作保証はできません。

別売消耗品
AX-PP147-S

内蔵プリンタ用 専用ロール紙（５巻入りセット）

ﾍﾟｰｼﾞ 10

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

4.2. 乾電池の入れ方 (Ｃタイプ)
ｽﾃｯﾌﾟ 1 表示をオフにしてください。

ＡＣアダプタＡＣアダプタも電源から外してください。

ｽﾃｯﾌﾟ 2 表示部の外ブタ、内ブタを順に開けてください。

ｽﾃｯﾌﾟ1ｽﾃｯﾌﾟ2ツメ

外ブタは、その上部を押しながら手前にスライドさせて

内ブタ

外します。

乾電池ケース

内ブタは、ツメを左に押しながら上に引きます。

フタｽﾃｯﾌﾟ 3 新しい単一形乾電池4個を、その極性を間違えないよう

単一形乾電池に入れてください。
ｽﾃｯﾌﾟ3ｽﾃｯﾌﾟ 4 ｽﾃｯﾌﾟ2と逆の順にフタを閉めてください。

フタｽﾃｯﾌﾟ4

注意
表示になるとまもなく電池がなくなります。
マークが点灯したら新しい単一形乾電池4個と交換してください。
古い乾電池と新しい単一形乾電池を混ぜ合わせて使用すると、電池の寿命が短くなったり故障の原因となります。
乾電池の極性を間違えると、液漏れや破裂の原因になります。特に1個だけ極性を間違えた場合、動作す
ることもありますので注意してください。
乾電池の寿命は周囲の温度により異なります。冬場などの低温時には寿命が短くなります。
長期間使用しないときは、乾電池を取り出してください。乾電池を入れたまま長期間放置すると、乾電池の液漏れが起こり故障の原因となります。
液漏れによる修理は、保証期間内でも有償となります。

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 11

4.3. ポールの取り外し方注意
ポールの取り外しは、電源を切り、ＡＣアダプタと電池を外してから行ってください。
表示器に接続するコネクタ部分を無理に引っ張たり、線材部分を持って取り扱わないでください。
ロードセルケーブルを引っ張たり無理に折り畳まないでください。
ロードセルケーブルがベース内で上皿に当たらないようにしてください。
表示器内部やコネクタ部分は静電気、湿気(水分)や埃に弱い部分なので注意してください。
機種によりポールの取り外し方が異なります。(ポールの取り外し方(Ａ)または､(Ｂ)に分かれます。)
下表を参照して、機種に対応した方法でポールを取り外してください。
機

種

参

照

HV-15KC､HV-15KCP､HV-60KC､HV-60KCP､HV-200KC､HV-200KCP､
HW-10KC､HW-10KCP､HW-60KC､HW-60KCP､HW-100KC､
HW-100KCP､HW-200KC､HW-200KCP｢ポールの取り外し方(Ａ)｣参照。

HV-300KC､HV-300KCP､HV-600KC､HV-600KCP､
HW-300KC､HW-300KCP､HW-600KC､HW-600KCP｢ポールの取り外し方(Ｂ)｣参照。

ポールの取り外し方（Ａ）
HV-15KC､HV-15KCP､HV-60KC､HV-60KCP､HV-200KC､HV-200KCP､
HW-10KC､HW-10KCP､HW-60KC､HW-60KCP､HW-100KC､HW-100KCP､HW-200KC､HW-200KCP
ｽﾃｯﾌﾟ 1 電源を切り、ＡＣアダプタと電池を外してから行ってください。

ケーブルカバーケーブルクランプ

コネクタ

ｽﾃｯﾌﾟ 2 表示器背面のフタを開き、接続されているロードセルケー
ブルのコネクタを（手前に引かないよう垂直に）外してく
フェライト
コア２回巻

ださい。ブラケットカバーを外します。
ｽﾃｯﾌﾟ 3 表示器とポールを止めている4 mmネジ4本をプラスド
ライバで外してください。
ｽﾃｯﾌﾟ 4 ケーブルクランプとフェライトコアをロードセルケー
ブルから外します。
ｽﾃｯﾌﾟ 5 大型･中型の機種では、ポール・ブラケットの底ブタを固

ブラケット
カバー

ロードセル
ケーブル

4 mm ネジ
ポール・ブラケット（大型・中型）
ポール

定しているネジを3 mmプラスドライバで外してください。
大型･中型の機種：HV-60KC､HV-60KCP､HW-60KC､
HW-60KC､HW-60KCP､HW-100KC､HW-100KCP､
HW-200KC､HW-200KCP
ｽﾃｯﾌﾟ 6 慎重に、ロードセルケーブルをポールとポール・ブラケッ
トから引き抜きます。特に、小型の機種では、コネクタに無理な力が加わらないようにしてください。
小型の機種：HV-15KC､HV-15KCP､HW-10KC､

底ブタ
3 mm ネジ
六角レンチ
六角ボルト

HW-10KCP
ｽﾃｯﾌﾟ 7 ロードセルケーブルをベース内で上皿に当たらないように固定してください。ロードセルケーブルの長さは、ベース内に束ねたケーブルを延ばしたとき、小型の機種では約1.5 m、その他は約2.5 m有ります。延長ケーブルオプション(HVW-08C)を使用すると更に5 m延長できます。
ポール・ブラケットﾍﾟｰｼﾞ 12

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ｽﾃｯﾌﾟ 8 ポール･ブラケットをベースから外すためには、別途六角レンチが必要です。
5 mm 六角レンチ

HV-15KC､HV-15KCP､HV-60KC､HV-60KCP､HW-10KC､HW-10KCP､
HW-60KC､HW-60KCP

6 mm 六角レンチ HV-200KC､HV-200KCP､HW-100KC､HW-100KCP､HW-200KC､HW-200KCP
ｽﾃｯﾌﾟ 9 ケーブルをフェライトコアに 2 回巻き、ケーブルクランプ
でフタに取り付けてください。
ｽﾃｯﾌﾟ10 コネクタを再び接続し、フタを閉めてください。
ｽﾃｯﾌﾟ11 正しく計量できるか確認してください。
延長ケーブル( HVW-08C ) 使用時
5 m 延長ケーブル
表示器

ベース部の形状は機種によ異なります。

ポールの取り外し方（Ｂ）(HV-300KC、HV-300KCP、HV-600KC、HV-600KCP、HW-300KC、HW-300KCP、HW-600KC、HW-600KCP）
ｽﾃｯﾌﾟ 1ｽﾃｯﾌﾟ 2

電源を切り、ＡＣアダプタと電池を外してから行ってケーブルカバー

ください。

コネクタ

ケーブルクランプ表示器背面のフタを開き、接続されているロードセル
ケーブルのコネクタを(手前に引かないよう垂直に)外
フェライト
コア２回巻

してください。
ｽﾃｯﾌﾟ 3表示器とポールを止めている4 mmネジ4本をプラスド
ライバで外してください。

ｽﾃｯﾌﾟ 4

ケーブルクランプとフェライトコアをロードセルケー

ブラケット
カバー
4 mm ネジｽﾃｯﾌﾟ7

ブルから外します。
ｽﾃｯﾌﾟ 5

ロードセル
ケーブル

慎重に、ロードセルケーブルをポールから引き抜きます。
六角ボルト

コネクタに無理な力が加わらないようにしてください。
ｽﾃｯﾌﾟ 6ｽﾃｯﾌﾟ5

ロードセルケーブルをベース内で上皿に当たらないよ
うに固定してください。ロードセルケーブルの長さは、ベース内に束ねたケーブルを延ばしたとき約4.5 m有

ベース部

ります。延長ケーブルオプション(HVW-02)を使用す
ると更に5 m延長できます。
ｽﾃｯﾌﾟ 7ポール

付属の六角レンチでポールとベース部を固定している六角ボルト(4本)を外して、ポールを取り除いてください。

ｽﾃｯﾌﾟ 8六角レンチ

ケーブルをフェライトコアに2回巻き、ケーブルクラン
プでフタに取り付けてください。

ｽﾃｯﾌﾟ 9コネクタを再び接続し、フタを閉めてください。

ｽﾃｯﾌﾟ10

正しく計量できるか確認してください。
延長ケーブル( HVW-02 ) 使用時
5 m 延長ケーブル
表示器

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ベース部の形状は機種によ異なります。
ﾍﾟｰｼﾞ 13

4.4. アース(接地)の付け方
静電気が発生しやすい場所で使用する場合は､以下のようにアース(接地)を行ってください。
HV-C/CP、HW-C/CPシリーズでは､機種により製品のアース(接地)方法が異なります。(アース(接地)方法(Ａ)または､(Ｂ)または､(Ｃ)に分かれます。)
下表を参照して、機種に対応した方法でアース(接地)を行ってください。
下記説明は､はかりのアース取り付け部分のみとなります。
機

種

参

照

HV-15KC､HV-15KCP､
HW-10KC､HW-10KCP｢アース(接地)方法(Ａ)｣参照

HV-60KC､HV-60KCP､HV-200KC､HV-200KCP､HW-60KC､HW-60KCP､
HW-100KC､HW-100KCP､HW-200KC､HW-200KCP｢アース(接地)方法(Ｂ)｣参照

HV-300KC､HV-300KCP､HV-600KC､HV-600KCP､
HW-300KC､HW-300KCP､HW-600KC､HW-600KCP｢アース(接地)方法(Ｃ)｣参照

アース（接地）方法（Ａ）
HV-15KC､HV-15KCP､HW-10KC､HW-10KCP

アース線

ベース部底面

ベース部底面の六角ボルト(2本)の間にあるネジ穴(⇒部分)に、アース線をM4ネジで固定してください。

アース(接地)足コマアース（接地）方法（Ｂ）
ベース部底面

HV-60KC､HV-60KCP､HV-200KC､HV-200KCP､
HW-60KC､HW-60KCP､HW-100KC､HW-100KCP､

底ブタ

HW-200KC､HW-200KCP
底ブタを固定しているネジ(⇒部分)にアース線を共締めし

アース線
アース(接地)てください。

アース（接地）方法（Ｃ）
HV-300KC､HV-300KCP､HV-600KC､HV-600KCP､
HW-300KC､HW-300KCP､HW-600KC､HW-600KCP

切りかきを通して下にアース線を引き出します。

アース線

計量皿をはずして、ロードセルケーブルを束ねている結束バ
ンドの止めネジ(⇒部分)に、アース線を共締めしてください。
ロードセルケーブルと同様に切りかきを通してアース線を下に引き出します。計量皿にアース線が触れないように注意してください。
アース(接地)ﾍﾟｰｼﾞ 14

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

5. 各部名称
適応機種

シリアル番号(側面)適応機種

HV-15KC

表示部

HV-60KC

HV-60KCP

HV-15KCP

HV-200KC

HV-200KCP

HW-10KC

HW-60KC

HW-60KCP

HW-10KCP

HW-100KC HW-100KCP

シリアル番号(側面)表示部

HW-200KC HW-200KCP

キャップ

キャップ

ポール

ポール
足コマ

ベース部 (計量台)
上皿 (計量皿､ SUS430 )Ｃタイプの表示部
足コマ
ベース部 (計量台)
上皿 (計量皿､ SUS430 )ＣＰタイプの表示部

足コマ

水平器

Ｃタイプ

ＣＡＬスイッチ
正しく計量できるよう
はかりを調整します。

電池ケース

注意 正確な分銅が必要です。
HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 15

ポール足コマ適応機種

シリアル番号(側面)HV-300KC

HV-300KCP

HV-600KC

HV-600KCP

HW-300KC

HW-300KCP

キャップ

HW-600KC

HW-600KCP

ポール

表示部

水平器
足コマ
ベース部（計量台）
上皿 (計量皿､ SUS430 )Ｃタイプの表示部

ＣＰタイプの表示部

ＣＡＬスイッチ
正しく計量できるよう
はかりを調整します。
電池ケース

注意 正確な分銅が必要です。

ﾍﾟｰｼﾞ 16

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

5.1. 表示・シンボルの解説
表示・シンボル解説
安定マーク。

安定

計量値が安定しているとき点灯し、計量値を読み取るのに適した状態であることを示します。
ゼロ点マーク。

正味量
ゼロ点

ゼロ点は、はかりの基準点です。皿になにも載せずにゼロ

ス

イッチを押し、計量値がゼロ(ゼロ点)のとき表示します。
風袋引中マーク。
正味量
ゼロ点

風袋

スイッチを押し、風袋引きされると表示します。

入れ物など計量しない物の質量を引くとき使用します。

PT

HOLD

プリセット風袋引きマーク。
デジタル入力した風袋値を表示しているとき点滅します。
ホールドマーク。
表示をホールドしています。
累計機能マーク。

M+

累計機能を使用しているとき表示します。
Ｃタイプの電池残量マーク。
乾電池の電圧が下がったとき表示します。
新しい単一形乾電池 4 個と交換してください。
コンパレータ機能の表示。
コンパレータ機能を使用しているとき、設定されている上限値、下限値と比較した結果を表示します。

計量した質量の表示

質量の単位ゼロ点の表示例(はかりの基準点の表示例)

ゼロ点マークを表示します。

安定

安定マークを表示します。
ゼロ点

皿になにも載せずにゼロスイッチを押すと表示します。

個数計の単位

個数計モードの表示例

安定

予め単位質量を登録しておけば、皿の上にある物の数を数えます。
荷重値ゼロ
２０個のサンプル
個数計の単位

個数計モードの単位質量登録の表示例。

安定

20 個のサンプルを使って単位質量を登録します。
｢荷重値ゼロ｣とは、皿に｢数える品｣が載っていない状態です。

１０個のサンプル

荷重アリ

安定個数計モードの単位質量登録の表示例。
10 個のサンプルを使って単位質量を登録します。
｢－｣とは、皿に何か載っている状態です。

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 17

表示・シンボル

解説
内部設定の表示例。
設定項目は、 モード スイッチで選んで 登録 スイッチで決定します。

設定項目

設定値は、テンキーで入力します。登録は、 登録 スイッチで行います。

設定値
PT

例

プリセット風袋引き設定中の表示例。
設定値は、テンキーで入力します。登録は、 登録

スイッチで行います。

ホールド表示。
HOLD 内部設定

固定した表示で方法を指定します。計量表示がゼロ付近のとき、またはホールド値の約 25% +30 d 以上変動した場合、自動的にホールドを解除します。( d = 最小表示)
計量値が軽すぎます。皿が正しく載っているか確かめてください。

荷重が過剰です。皿の上の物を取り除いてください。
キャリブレーション中のエラー表示です。
皿が正しく載っているか、分銅が軽すぎないかなどチェックして、やり直してください。
キャリブレーション中のエラー表示です。
皿が正しく載っているか、分銅が重すぎないかなどチェックして、やり直してください。
表示をオンしたとき、ゼロを表示できない場合のエラー表示です。
皿の上の物を退けてください。
調整が必要な場合は、｢はかりのゼロ点｣の調整を行ってください。
表示が変わらない

または、表示をオンしたとき、計量値が安定しないときのエラー表示です。
風や振動を避けてください。皿が何かにふれていないかチェックしてください｡

点滅する

M+

点滅する

M+ と

累計した回数。
点灯

累計した質量値。
｢計量レンジ｣と｢計量できる最小質量｣の記述です｡

例 Max

3／6／15 kg 例では､

d = 0.001／0.002／0.005 kg

15 kg まで 0.005 kg 飛びに表示します｡
6 kg まで 0.002 kg 飛びに表示します｡
3 kg まで 0.001 kg 飛びに表示します｡

d=

計量レンジに対応する最小表示｡
最小表示は、｢目量｣や｢飛びに表示｣と同様に、計量できる最小質量に相当します。

Max

計量レンジのひょう量｡

ﾍﾟｰｼﾞ 18

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

5.2. スイッチの解説
スイッチ解説
電源スイッチ。

表示をオン／オフします。

表示をオンすると、内部回路に通電されます。

ON/OFF

表示をオフすると、はかりが待機するために必要な最小限の電力分とコンセントに接続したＡＣアダプタの消費電力分のみ、電力が消費されています。
ゼロスイッチ。 表示オン時に取られたゼロ点(パワーオンゼロ)を基準として、計量値がひょう量の±2 %以内で安定しているとき

ゼロ

ゼロ

スイッチを押すと、その点をゼロ点に設定し、表示がゼロになるとともにゼロ点マークが点灯します。また、このとき風袋引き中なら、風袋量をクリアします。累計結果表示時、累計回数および累計値をクリアします。
風袋引きスイッチ。 計量値がプラスで安定しているとき 風袋 スイッチを押すと、計量皿上の質量を容器(風袋)の質量として差し引きます。表示がゼロとなり、ゼロ点マークと風袋引き中マーク両方が点灯します(風袋引き)。

風袋

風袋引き中に容器(風袋)を計量皿から取り除いてゼロ点に戻った場合、ゼロ点
マークと風袋引き中マーク両方が点灯します。このとき表示は、風袋値をマイナスで表示します。
注意 風袋質量の分、計量範囲が狭まります。

M+

累計に加算します。
セットスイッチ。

セット

上下限設定時は、＋－を選択します。

セット 押しながら 風袋

プリセット風袋引きの設定モードに入ります。

セット 押しながら プリント

内蔵プリンタの紙送りをします。

セット 押しながらM+

累計結果を表示します。

セット 押しながら 上下限

コンパレータの上下限値を設定します。

セット 押しながら 登録

個数計モードで、単位質量登録に進みます。
モードスイッチ。

モード表示するモード(単位)を切り替えます。質量 ⇔ 個数
各種設定では、｢設定項目を選択する｣スイッチとして働きます。

ホールド
プリント

ホールドスイッチ。
表示ホールドできます。内部設定を参照してください。
プリントスイッチ。
表示している値を印字またはデータ出力します。ただし、内部設定によります。

表示オフ
風袋 押しながら ON/OFF

内部設定に入ります。

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 19

6. 基本的な操作

6.1. 電源の入れ方・切り方と基本的な計量

6.1.1. ＡＣアダプタを使用する場合
ｽﾃｯﾌﾟ 1

アースを接続してください。

ｽﾃｯﾌﾟ 2

皿には何も載せないでください。

ｽﾃｯﾌﾟ 3

使用する電源が正しいことを確認し、接続してください。 (単相交流 100 V

ｽﾃｯﾌﾟ 4

ON/OFF

ｽﾃｯﾌﾟ 5

必要に応じて正しく計量できるか確認してください。

50 Hz / 60 Hz)

スイッチを押す毎に表示をオン／オフできます。

はかりを調整する場合、約30分間、表示をオンにした状態を維持してから行ってください。
ｽﾃｯﾌﾟ 6

皿には何も載せずにｽﾃｯﾌﾟ 7

静かに品物を皿の上に置いてください。

ｽﾃｯﾌﾟ 8安定マークが点灯したら計量値を読み取ってください。

ｽﾃｯﾌﾟ 9

静かに皿の上の品物を取り除いてください。

ｽﾃｯﾌﾟ10

ON/OFF

ゼロスイッチを押して表示をゼロにしてください。

スイッチを押して表示を消します。

メモ・

ON/OFF

スイッチで表示を消すと、はかりが待機するために必要な最小限の電力分とコンセントに接続したＡＣアダプタの消費電力分のみ、電力が消費されています。

ＡＣアダプタ
Ｃタイプのはかり： AX-TB266
ＣＰタイプのはかり： AX-TB269 または、AX-TB278

ﾍﾟｰｼﾞ 20

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

6.1.2. 乾電池を使用する場合 (Ｃタイプ)
ｽﾃｯﾌﾟ 1

乾電池を入れる場合、「 4.2. 乾電池の入れ方 (Ｃタイプ)」を参照して入れてください。

ｽﾃｯﾌﾟ 2

皿には何も載せないでください。

ｽﾃｯﾌﾟ 3

ON/OFF

ｽﾃｯﾌﾟ 4

必要に応じて正しく計量できるか確認してください。

スイッチを押す毎に表示をオン／オフできます。

はかりを調整する場合、約30分間、表示をオンにした状態を維持してから行ってください。
ｽﾃｯﾌﾟ 5

皿には何も載せずにｽﾃｯﾌﾟ 6

静かに品物を皿の上に置いてください。

ｽﾃｯﾌﾟ 7

安定マークが点灯したら計量値を読み取ってください。

ｽﾃｯﾌﾟ 8

静かに皿の上の品物を取り除いてください。

ｽﾃｯﾌﾟ 9ON/OFF

ゼロスイッチを押して表示をゼロにしてください。

スイッチを押して表示を消します。

注意
表示になるとまもなく電池がなくなります。
が点灯したら新しい単一形乾電池4個と交換してください。
長期間使用しないときは、乾電池を取り出してください。
乾電池を入れたまま長期間放置すると、乾電池の液漏れが起こり故障の原因となります。

6.1.3. パワーオンゼロ及び、パワーオン風袋引き機能
パワーオンゼロ
パワーオンゼロとは、｢計量皿に何も載せずに、 ON/OFF スイッチを押して電源オンした時、ゼロ点マーク
とともにゼロを表示する｣ 機能です。
パワーオンゼロが実行される範囲は、キャリブレーション時のゼロに対し、ひょう量の±50%未満です。

パワーオン風袋引き
パワーオン風袋引きとは、｢計量皿にものを載せたまま、 ON/OFF スイッチを押して電源オンした時、風袋引きを実行して、風袋引き中マークとゼロ点マークを点灯させ、ゼロを表示する｣ 機能です。
パワーオン風袋引きが実行される範囲は、キャリブレーション時のゼロに対し、ひょう量の+50%以上です。
※ ひょう量の±50%未満

パワーオンゼロ(ゼロ点マーク点灯)※ ひょう量の+50%以上

パワーオン風袋引き(正味量・ゼロ点マーク点灯)

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 21

6.2. 風袋引き
風袋引きは、容器(風袋)に入れて計量する時、容器の質量を引いて中身の質量だけ表示させるとき使用します。

注意
風袋質量の分、計量範囲が狭まります。
風袋引き値は、 ゼロスイッチを押したときや表示をオフしたとき、ゼロに戻ります。

HV-C/CPシリーズに登録できるプリセット風袋量は、最小の計量レンジ内の質量です。

6.2.1. 風袋を計量して設定する方法
風袋量を計量して設定します。
ｽﾃｯﾌﾟ 1

容器だけを皿に載せ、安定マークが点灯後、 風袋

ｽﾃｯﾌﾟ 2計る品物を容器に入れ、安定マークが点灯後、値を読み取ります。

ｽﾃｯﾌﾟ 3

皿の上の物を取り除きます。

スイッチを押し、表示をゼロにします。

6.2.2. デジタル入力する方法 (プリセット風袋引き)
風袋量をデジタル入力します。（プリセット風袋引き）
ｽﾃｯﾌﾟ 1セット

スイッチを押したままスイッチを押すと、ブランク表示または、記憶している

風袋

風袋量を表示します。（風袋量がゼロならブランクになります。）
ｽﾃｯﾌﾟ 2

テンキーで風袋引き値を入力してください。

ｽﾃｯﾌﾟ 3

登録

PT が点滅します。

スイッチを押して登録します。

計量表示に戻り、設定した値だけ引かれた計量値が表示されます。
ｽﾃｯﾌﾟ 4計る品物を容器に入れ、安定マークが点灯後、値を読み取ります。

ｽﾃｯﾌﾟ 5

皿の上の物を取り除きます。

ﾍﾟｰｼﾞ 22

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

6.3. モード切替
※２

※２

※１

※１

※１

累計回数、累計値は累計データがある時のみ表示します。

※２

電源オン時の単位は、前回電源オフ時の単位です。

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 23

7. 個数計モード
同じ質量の品物の数を調べるとき、その質量から個数を換算する個数計機能です。
個数を数えるためには予め単位質量(品物一個に当たる質量)を登録する必要があります。
単位質量は、電源を切っても記憶しています。

7.1. 単位質量登録
ｽﾃｯﾌﾟ 1スイッチを押して個数計モードに入ってください。

モード

単位が

ｽﾃｯﾌﾟ 2になります。

＋

セット

登録

スイッチを押して単位質量登録モードに入ってください。

ｽﾃｯﾌﾟ 3セット

スイッチを押してサンプル個数を選択してください。

サンプル数は多いほど計数誤差が小さくなります。
5 個、10 個、20 個、50 個、100 個ｽﾃｯﾌﾟ 4

風袋(容器)のみ皿に載せ、 風袋 スイッチを押します。
ゼロを表示します。

ｽﾃｯﾌﾟ 5

選択したサンプル個数の品物を載せ、安定マーク表示後、登録スイッチを押します。個数を表示します。

注意
サンプルの合計質量が軽すぎるとを表示し、ｽﾃｯﾌﾟ3に戻ります。サンプル数を増やして再度登録してください。
サンプル質量の合計は kg 表示で10 d以上必要です。
( d = 最小表示)
単位質量が軽すぎるときもを表示します。この場合、サンプル数を増やしても登録できません。
モード

ｽﾃｯﾌﾟ 6スイッチを押すと、計量表示に戻ります。

皿の上の物をすべて取り除きます。

ﾍﾟｰｼﾞ 24

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

7.2. 個数計量
ｽﾃｯﾌﾟ 1モード
単位がｽﾃｯﾌﾟ 2スイッチを押して個数計モードに入ります。
になります。

予め単位質量を登録します。
(｢ 7.1. 単位質量登録｣参照。)

ｽﾃｯﾌﾟ 3

風袋(容器)のみ皿に載せ、 風袋 スイッチを押します。
ゼロを表示します。

ｽﾃｯﾌﾟ 4

品物を載せると個数を表示します。

ｽﾃｯﾌﾟ 5

皿の上の物をすべて取り除きます。

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 25

8. 累計機能
累計機能は、累計した回数とその合計質量を表示する機能です。最大累計回数は 999回です。
累計機能の表示は最大6桁です。6桁を超えると7桁目を表示しないため見かけ上ゼロに戻ります。
例えば、60Kタイプの場合で最大60 kgの累計データを17回取ろうとすると、60.000 × 17 ＝ 1020.000 ですが、表示はとなります。

累計機能を使用するためには予め内部設定の｢累計モード｣を設定する必要があります。

内蔵プリンタを使用するためには予め内部設定の｢内蔵プリンタ出力モード｣を設定する必要があります。
累計した合計個数と合計質量は、電源を切っても記憶しています。

累計結果(累計回数と累計値)の表示と操作スイッチ
累計回数の表示は、点滅する

M+ 付きで、質量単位のない表示です。

累計値の表示は、質量単位と点滅する
ｽﾃｯﾌﾟ 1

M+ 付きで表示します。

累計結果を表示するには、 セット ＋

M+

スイッチを

通常の表示

押します。累計回数を表示します。
ｽﾃｯﾌﾟ 2モード

スイッチを押すと、累計値を表示します。

ｽﾃｯﾌﾟ 3モード

スイッチを押すと、通常の表示に戻ります。
累計回数

累計回数または、累計値を表示している時に ゼロ スイッチを押すと、累計がゼロに戻ります。
累計回数または、累計値を表示している時に プリント スイッチを押すと、累計結果(累計回数、累計値)を内蔵プリンタ(HV/HW-CPモデル)で印字で

累計値

きます。
※ 日付、時刻を印字させる場合、内部設定の｢時刻・日付

付加｣で選択できます。印字例は｢11. HV/HW-CP内蔵プリンタ｣を参照してく
ださい。
注意

通常の表示

この機能は同時に複数の単位での累計は行いません。

定義と設定項目・ ゼロ付近とは、ゼロ点から kg 単位で ±4 d (最小質量の4倍)以内の範囲です。
内部設定

内容
累計しない。
ゼロ付近を越えたプラスの値で安定しているとき、 M+ スイッチを押すと累計に計量値を加算します。ゼロ付近またはマイナスになると次の加算が可能になります。
ゼロ付近を越えたプラスの値で安定しているとき、 M+ スイッチを押すと累計に計量値を加算し、マイナスの値で安定しているとき、 M+ スイッチを押すと累計から計量値を減算します。ゼロ付近に戻ると次の累計が可能になります。
ゼロ付近を越えたプラスの値で安定すると累計に計量値を加算します。
ゼロ付近またはマイナスになると次の加算が可能になります。
用途

品物を一個づつ計量し、その合計個数と質量を記録する。

ゼロ付近を越えたプラスの値で安定すると累計に計量値を加算し、マイナスの値で安定すると累計から計量値を減算します。ゼロ付近に戻ると次の累計が可能になります。
ﾍﾟｰｼﾞ 26

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

9. コンパレータ
コンパレータ機能には、｢5 段選別モード｣と｢3 段選別モード(上下限モード)｣と｢7 段選別モード(ランク分けモード)｣とがあります。いずれも計量値と設定値とを比較して、その結果を LED(黄／緑／赤)で表示
します。また、HVW-04CJA が組み込まれていれば、コンパレータリレー出力も利用できます。
5 段選別モード：
4 つの比較値により LOLO、LO、OK、HI、HIHI

赤

黄

緑

黄

赤

LOLO

LO

OK

HI

HIHI

の 5 段階に選別

HI
限界値

LO
限界値

LOLO
限界値

HIHI
限界値

3 段選別モード(上下限モード)：

赤

緑

赤

上限値と下限値の 2 つの比較値により

LO

OK

HI

LO、OK、HI の 3 段階に選別

HI
限界値

LO
限界値

赤

7 段選別モード(ランク分けモード)：

黄

黄

緑

6 つの比較値により マイナスオーバー、
ランク 1(LOLO)、 ランク 2(LO)、

ランク 1 ランク 2 ランク 3
下限値
下限値
下限値

ランク 3(OK)、

ランク 4(HI)、

ランク 5(HIHI)、

プラスオーバーの 7 段階に選別

コンパレータ機能を使うためには、内部設定のとランク 3 ランク 4 ランク 5
上限値
上限値
上限値

で比較モードと条件を設定し、また比較値を設定する必要があります。
内部設定で比較モードを選択してください。

0: 5 段選別モード。
1: 3 段選別モード(上下限モード)。
2: 7 段選別モード(ランク分けモード)。
内部設定

で比較条件を選択してください。

0: 比較しない(コンパレータ機能が働かない)。
1: 計量値の安定／不安定にかかわらず比較する。
2: 計量値が安定（安定マーク点灯)しているとき比較する。
3: ゼロ付近(-4d ～ +4d)以外の計量値を安定／不安定にかかわらず比較する。
4: ゼロ付近以外の計量値が安定しているとき比較する。
5: ゼロ付近以外のプラスの計量値を安定／不安定にかかわらず比較する。
6: ゼロ付近以外のプラスの計量値が安定しているとき比較する。

注意
d ＝ 最小表示（｢16. 仕様｣参照）。個数計モードでも、｢ d ｣は最小表示となります。

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

赤ランク 1 ランク 2 ランク 3 ランク 4 ランク 5

ﾍﾟｰｼﾞ 27

9.1.1. 準備 (設定方法)
ｽﾃｯﾌﾟ 1

ON/OFF
風袋

スイッチを押して、電源をオフします。

スイッチを押しながらソフトウェアバージョン

ON/OFF

スイッチを押すと、表示オフ
風袋 押しながらが表示されます。
ON/OFF 押す

スイッチを押すと内部設定に入り、

モード

分類項目

が表示されます。

モード

ｽﾃｯﾌﾟ 2スイッチを押すと、

モード

分類項目
登録

モード

が表示されます。

スイッチを押します。

登録

ｽﾃｯﾌﾟ 3

設定項目が表示されます。

設定値をテンキー入力します。
スイッチを押します。

モード

ｽﾃｯﾌﾟ 4

設定項目

モードが表示されます。

設定値をテンキー入力します。
登録

スイッチを押して記憶します。
を表示してから分類項目に戻ります。

ｽﾃｯﾌﾟ 5

ゼロｽﾃｯﾌﾟ 6

続けて、｢9.1.3. 比較値の設定｣を行ってください。

スイッチを押すと、通常の計量表示に戻ります。

ﾍﾟｰｼﾞ 28

登録

ゼロ
計量値

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

9.1.2. 比較の関係
比較の判定は以下の式に基づいて行われ、結果を表示、出力します。

5 段選別モードの場合
判定結果

判定の式

LOLO

表示値 ＜ LOLO 限界値(下下限値) または、
表示値 ＜ 計量範囲の下限 (マイナスオーバー)LO

表示値 ＜ LO 限界値(下限値)

OK

LO 限界値(下限値) ≦ 表示値 ≦ HI 限界値(上限値)HI

HI 限界値(上限値) ＜ 表示値

HIHI

LED 表示

リレー
出力
LOLO

赤 LED 点灯

LO

黄 LED 点灯

OK

緑 LED 点灯HI

黄 LED 点灯HIHI 限界値(上上限値) ＜ 表示値 または、計量範囲の上限 ＜ 表示値 (プラスオーバー)HIHI

赤 LED 点灯

3 段選別モード(上下限モード)の場合
判定結果

判定の式
表示値 ＜ LO 限界値(下限値) または､
表示値 ＜ 計量範囲の下限 (マイナスオーバー)LO
OK

LO 限界値(下限値) ≦ 表示値 ≦ HI 限界値(上限値)HI

HI 限界値(上限値) ＜ 表示値 または、計量範囲の上限 ＜ 表示値 (プラスオーバー)LED 表示

リレー
出力
LOLO

赤 LED 点灯

OK

緑 LED 点灯

HIHI

赤 LED 点灯

注意 判定結果 LO には、LED 表示 LOLO とオプション出力 LOLO が対応しています。
判定結果 HI には、LED 表示 HIHI とオプション出力 HIHI が対応しています。

7 段選別モード(ランク分けモード)の場合
判定結果

判定の式
表示値 ＜ ランク 1 下限値 または、
表示値 ＜ 計量範囲の下限 (マイナスオーバー)なし
ランク1(LOLO)
ランク2
(LO)
ランク3
(OK)
ランク4
(HI)
ランク5
(HIHI)

ランク 3 下限値 ≦ 表示値 ≦ ランク 3 上限値なし

ランク 5 上限値 ＜ 表示値 または、計量範囲の上限 ＜ 表示値 (プラスオーバー)

表示値 ＜ ランク 2 下限値
表示値 ＜ ランク 3 下限値

ランク 3 上限値 ＜ 表示値

LED 表示リレー
出力LED 非点灯
赤 LED 点灯
黄 LED 点灯
緑 LED 点灯
黄 LED 点灯

ランク 4 上限値 ＜ 表示値

赤 LED 点灯
LED 非点灯

－
LOLO
LO
OK
HI
HIHI
－

比較値は、質量表示、個数表示それぞれに共通で、内部に記憶されて電源を切っても消えません。
比較値の小数点は、無視して考えます。
比較の判定は｢比較の関係｣の表の上の段から行われます。
入力された比較値の大小の判定は行いません。上限値より下限値が大きな値となっていてもエラーを表示したりはしません。

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 29

9.1.3. 比較値の設定
質量表示からセット

スイッチを押しながら上下限スイッチを押すと、比較値の設定モードに入ります。次のスイッチ操作で各比較値を設定してください。
10 ～ 9 : 数値入力｡

セット : ＋/－を切り替え｡

登録 : 設定値を確定(登録)｡C : 取消し｡※ セット スイッチを押すごとに最上位桁に｢ － ｣が点灯、消灯を繰り返します。点灯時がマイナス設定です。
全ての設定が完了すると表示後、質量表示に戻ります。(この時パワーオンゼロは取りません｡)

5 段選別モードの設定

3 段選別モードの設定
上下限モード7 段選別モードの設定
ランク分けモード

例 HW-60KC の設定例｡
LOLO
8.500 kgLO
10.000 kg
HI
10.500 kg
HIHI
12.000 kg

例 HV-200KC の設定例｡
LO
148.85 kg
HI
152.50 kg

例 HV-15KC の設定例｡
ランク1 (LOLO) 0.500 kg ～ランク2 (LO) 1.000 kg ～ランク3 (OK) 1.500 kg ～ 2.000 kg
ランク4 (HI)～ 2.500 kg
ランク5 (HIHI)～ 3.000 kg

質量表示

質量表示

質量表示

押す

押す

押す

LOLO 設定
下下限値設定

LO 設定
下限値設定

ランク 1
下限値設定
押す

押す

押す

押す

ランク 2
下限値設定

HI 設定
上限値設定

LO 設定
下限値設定

押す

押す

ランク 3
下限値設定

HI 設定
上限値設定
押す

押す

質量表示
ランク 3
上限値設定

HIHI 設定
上上限値設定
押す
押す

ランク 4
上限値設定
押す
質量表示

ランク 5
上限値設定

※ HV-C/CP シリーズは、表示レンジによって最小表示の桁押すが変わります。最後の表示桁を 0 と入力してください。
HV-C/CP シリーズとは、
HV-15KC､ HV-60KC､ HV-200KC､ HV-300KC､ HV-600KC､

質量表示

HV-15KCP､HV-60KCP､HV-200KCP､HV-300KCP､HV-600KCP。
ﾍﾟｰｼﾞ 30

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

9.1.4. ブザー設定
オプション HVW-04CJA を取り付けると、コンパレータの比較結果を LED と連動させブザーを鳴らすことができます。
｣ 表示時に、 1 、 2 、 3 、 4 、 5 のテンキーで設定します。

内部設定の｢ブザー判定結果に対応するブザーをテンキーで選択し、対応する LED を 点灯(鳴らす)／消灯(鳴らさない) を設定します。LED は、押す度に 点灯／消灯を選択できます。
対応するテンキー

1

2

3

4

5

判定結果の LED

LOLO

LO

OK

HI

HIHI

設定中の表示例 比較結果が LOLO、OK の時にブザーを鳴らす場合

LOLO ならブザーを鳴らす

ｽﾃｯﾌﾟ 1

1を押してLOLO (LED)を点灯させます。

ｽﾃｯﾌﾟ 2

3を押してOK (LED)を点灯させます。

ｽﾃｯﾌﾟ 3

登録

OK ならブザーを鳴らす

スイッチを押して設定をします。

注意
3 段選別モードのブザー設定は、 1 LOLO、 3 OK、 5 HIHI を使用します。
2 HI、 4 LO は使用しません。

対応するテンキー

1

2

3

4

5

判定結果の LED

LOLO

LO

OK

HI

HIHI

設定中の表示HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 31

10. オートテア機能
HV-C/CP、HW-C/CP シリーズには、コンパレータ機能と共に用いて、自動的に風袋引きをしながら次々と一定(OK)範囲の質量を計り取ることのできるオートテア機能があります。
最初に容器をのせて

風袋

スイッチで風袋引きしたゼロの表示から開始し、材料を徐々に載せながら(取り出しながら)比較結果 OK となるまで計量します。
OK かつ計量値安定が内部設定で指定される時間経過後自動的に風袋引きして表示ゼロに戻り、次の計量が可能になる、という繰り返し比較計量する機能です。
オートテア機能を使うためには、内部設定を以下のように設定してください。
：

すべてのデータを比較する(使い方によっては他の設定を選択)：

オートテア機能オン～： 自動的に風袋引きする条件(実際の計量値が OK となっていないにもかかわらず、瞬時 OK となって風袋引きするなどの誤作動や必要以上の待ち時間をなくすため、作業内容や方法に応じて選択)

取り出しながらの比較計量(

設定時の例)

材料の入った容器を計量台にのせ、風袋引き後 OK 範囲の材料を取り出しながら負の計量値に対して比較計量する方法です。通常の比較方法でも同じ操作は可能ですが、比較結果は HIHI から始まり、取り出した材料の量が増えるにつれ HIHI

HI

OK

LO

すくするため、材料を取り出すにつれ LOLO

LO

LOLO と変化します。これを直感的に分かりやOK

ナス比較)ための設定です。オートテア機能の設定

HI

HIHI と比較結果を表示する(マイと共にと設定してください。

なお、この設定では正負の値を設定可能な LOLO 限界値、LO 限界値、HI 限界値、HIHI 限界値は、その極性は無視され、下図のような比較結果となります。
＜質量表示＞
正味 0

マイナス質量

LOLO

LO

|

- LOLO 限界値

|

OK

|

- LO 限界値|

HI|- HI 限界値

|

HIHI

|

- HIHI 限界値|

注意
材料の入った容器を風袋引きする際は、 風袋
ゼロスイッチを使ってください。

スイッチで表示をゼロにできても、材料を取り出すとゼロ点よりマイナス側の計量値となります

のでオートテア ／風袋

スイッチは働きません。

内部設定(初期荷重を自動的に風袋引きする)と設定した場合

オートテア機能を使う場合、最初に材料の入った容器を計量台にのせて必要があります。

風袋

スイッチで風袋引きすると設定すると、ゼロ点確認後のせた容器の重さを自動的に風袋引きします。

計量が終わって計量台上のものをすべて取り除くとゼロ点に戻り、風袋質量は自動的にクリアされます。
ゼロ点に戻らなかった場合はゼロスイッチでゼロ設定すればクリアされます。

HVW-02CBJA または、HVW-03CJA が組み込まれている場合
内部設定

または、

を

または、

に設定すれば、OK となった計量値を自動的

ﾍﾟｰｼﾞ 32

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズに出力することができます。

11. HV/HW-CP 内蔵プリンタ
プリンタを使うためには、予め内部設定の｢印字モード ()｣を設定する必要があります。

日付・時刻を印字するためには、予め｢12.2. 時計設定 ()｣と内部設定の｢時刻・日付 付加 ()｣を設定する必要があります。

仕様
方式

ラインサーマルドット方式

文字数

32文字／行 (16文字／行

別売消耗品

専用ロール紙

4倍角時)

紙幅

58 mm

付属品

専用ロール紙

1個

AX-PP147-S (5巻入りセット)

操作方法と印字例
セット

スイッチを押しながら プリントスイッチを押すと、紙送りします。

内部設定の印字モードを選択した場合の印字例です。
設定項目の内蔵プリンタ出力モード～を設定した場合の印字例

← 質量
← 個数
設定項目の時刻・日付 付加を設定した場合の印字例
← 日時
← 時刻
← 質量
を設定した場合の印字例 (IDナンバ ＝ 000123 )設定項目のIDナンバ付加

← 日時
← 時刻
← ID
← 質量
設定項目の累計モード、内蔵プリンタ出力モードを設定した場合の印字例

例 累計した時に自動印字される場合の内部設定
・ 累計モード・ 内蔵プリンタ出力モード
・ 時刻・日付 付加を設定します。

計量物を載せて、累計値に加算した時に自動で印字します。
※ 日付・時刻・ID は、1回目のみ印字します。
累計結果(累計回数、累計値)の印字例
累計回数または、累計値を表示している時にプリント

押すと、累計結果(累計回数、累計値)を印字します。

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 33

スイッチを

ロール紙のセット
ｽﾃｯﾌﾟ 1

カバーを手前に引き、開けてください。

ｽﾃｯﾌﾟ 2

ロール紙を上向きにセットしてください。

ｽﾃｯﾌﾟ 3

カバーを閉じてください。

ｽﾃｯﾌﾟ 4正常にセットされた場合は、自動的に紙送りします。

注意
ロール紙は引っ張って切らないでください。次回の印字のとき、文字欠けすることがあります。

ﾍﾟｰｼﾞ 34

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

12. ID ナンバと GMP
ID ナンバは、GMP(Good Manufacturing Practice)及び GLP(Good Laboratory Practice)に対応したデータ出力をする場合に、 はかりの識別ナンバとして使用します。
RS-232C シリアルインタフェースを使って、GMP に対応したデータをパーソナルコンピュータに出力できます。また、そのデータは、ＣＰタイプのはかりの内蔵プリンタで印字できます。
キャリブレーション実行記録 (キャリブレーションレポート)
キャリブレーション状態の記録 (キャリブレーションテストレポート)
一連の計量値をわかりやすく管理するための区切り (｢見出し｣、｢終了｣ )12.1. ID ナンバの設定
ｽﾃｯﾌﾟ 1

電源オフ状態で

風袋

ON/OFF

スイッチを押しながらッチで電源をオンし、内部設定モードの

スイ

の表示にし

ます。
ｽﾃｯﾌﾟ 2モード

ｽﾃｯﾌﾟ 3

登録

スイッチを数回押して、の表示にします。

数回押す

スイッチを押します。

以下のスイッチを使って ID ナンバを入力します。
M+スイッチ ................ 点滅する桁を左へ移動します。

プリントスイッチ ......... 点滅する桁を右へ移動します。

テンキー ........................... 点滅する桁の値を設定します。
｢表示の対応表｣を参照。
ｽﾃｯﾌﾟ 4

設定後、 登録

各スイッチを使って設定するスイッチを押します。

設定値を登録し、表示した後、を表示します。

ｽﾃｯﾌﾟ 5

ON/OFF
ゼロスイッチを押して電源をオフするか、スイッチを押してください。

表示の対応表0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -A B C D E F G H I J K L MN O P Q R S T U VWX Y Z: スペース

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 35

12.2. 時計設定
時計設定は、プリンタ内蔵のＣＰタイプのみ設定可能です。
ｽﾃｯﾌﾟ 1

電源オフ状態でON/OFF

風袋

スイッチを押しながらスイッチで電源をオンし、内部設定モードのの表示にします。
数回押す

ｽﾃｯﾌﾟ 2スイッチを数回押して、

モード

にし

ます。
ｽﾃｯﾌﾟ 3

登録

スイッチを押すと、日付確認モードに入ります。
※ 日付を変更せずに、時刻のみを設定したい場合は、スイッチを押します。

モード

日付確認
モード

－日付設定モード－ｽﾃｯﾌﾟ 3

登録

スイッチを押すと日付設定モードに入ります。

以下のスイッチを使って日付を設定します。
M+ スイッチ ............... 点滅する桁を左へ移動します。
プリント スイッチ ....... 点滅する桁を右へ移動します。
テンキー........................... 点滅する桁の値を設定します。
ゼロ スイッチ .............. 設定をキャンセルします。
ｽﾃｯﾌﾟ 4

設定後、 登録

日付設定
モード
各スイッチを使って設定する

スイッチを押します。

設定値を登録し、表示後、時刻確認モード

へ移行します。
※ 日付確認モードに戻る場合は、 モード

スイッチを

押します。

時刻確認
モード

－時刻設定モード－ｽﾃｯﾌﾟ 5

登録

スイッチを押すと時刻設定モードに入ります。

以下のスイッチを使って時刻を設定します。
M+ スイッチ ............... 点滅する桁を左へ移動します。
プリント スイッチ ....... 点滅する桁を右へ移動します。
テンキー........................... 点滅する桁の値を設定します。
ゼロ スイッチ .............. 設定をキャンセルします
ｽﾃｯﾌﾟ 6

設定後、 登録

時刻設定
モード
各スイッチを使って設定する

スイッチを押します｡

設定値を登録し、表示した後、を表示します。
ｽﾃｯﾌﾟ 7

1ON/OFF

スイッチを押して電源をオフするか、

1ゼロ スイッチを押してください。

ﾍﾟｰｼﾞ 36

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

12.3. GMP レポート
GMP レポートをプリンタ AD-8121B または､ AD-8127 に出力する場合、はかりの内部設定の｢AD-8121B､ AD-8127 フォーマット

または、｣を選択し、プリンタ AD-8121B は｢MODE3｣に､ AD-8127 は｢ダンプ印字モード(DUMP)｣に設定してください。
GMP レポートをパーソナルコンピュータに出力する場合、はかりの内部設定の｢汎用フォーマット

または、｣を選択してください。

キャリブレーションレポート
ｽﾃｯﾌﾟ

1

｢13.2. 調整の手順｣に従ってキャリブレーションを行います。

ｽﾃｯﾌﾟ

2

キャリブレーションが完了すると

ｽﾃｯﾌﾟ

3

ｽﾃｯﾌﾟ

4

を表示します。

表示した後、キャリブレーションレポートを出力します。
再び結果を出力する

表示に戻ります。

分銅を取り除き 1ON/OFF スイッチを押して、電源をオフするか、 CAL スイッチを押してください。

プリンタフォーマット

汎用フォーマット
メーカー名
機種名

MOD E L

製造番号
ID ナンバ
日付

S/N

時刻<CRLF>

キャリブレーション

I D

A & D <CRLF>

HV - 1 5 K C <CRLF>

6 A 6 1 2 3 4 5 6 <CRLF>

A B C D E F <CRLF>

D A T E <CRLF>
T I M E <CRLF><CRLF>

分銅値
サイン記入欄C A L I B R A T E D ( E X T . ) <CRLF>
C A L . W E I G H T <CRLF>+15 . 000k g <CRLF>S I G N A T U R E <CRLF><CRLF><CRLF><CRLF><CRLF>: スペース ASCII 20h<CRLF>

CR : キャリッジリターン ASCII 0Dh
LF : ラインフィード ASCII 0Ah

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 37

キャリブレーションテストレポート
キャリブレーションテストは校正用分銅をはかりで計量し、分銅値と計量結果を比較、確認するものです。
このテストは、実際にキャリブレーションを行うものではありません。
ｽﾃｯﾌﾟ 1

計量モードでCAL

スイッチを押し続け、または、が表示されたらスイッチを離します。
または、

約5秒
間押す

押す

計量モードでC

スイッチを 5 秒間押し続け、が表示されたらスイッチを離します。
次に 登録 スイッチを押します。
、、

スイッチを離すの何れかの場合、キャリブレーションテストは行いません。
ｽﾃｯﾌﾟ 2ｽﾃｯﾌﾟ 3を表示します。
必要に応じて分銅値を変更

必要に応じて分銅値を変更します。
分銅値を変更する場合、 モード

スイッチを押して、下記のスイッチを使って値を変更します。
テンキー....................... 値を入力します。
登録 スイッチ .......... 値を登録し、ｽﾃｯﾌﾟ 2 に戻ります。
ゼロ スイッチ .......... 操作をキャンセルし、ｽﾃｯﾌﾟ 2 に戻ります。

計量単位表示ｽﾃｯﾌﾟ 4

計量皿に何も載っていないことを確認し、1 登録

スイッチを押します。はかりはゼロ点を計量し、計量値を数秒間表示した後、校正用分銅値の表示となります。
(計量値は計量単位｢ kg ｣と共に表示されます。)
ｽﾃｯﾌﾟ 5表示と同じ値の分銅を計量皿に載せ、1 登録

スイッチを押します。

はかりは分銅を計量し、その結果を数秒間表示します。
(計量値は計量単位｢ kg ｣と共に表示されます。)
ｽﾃｯﾌﾟ 6

表示します。

ｽﾃｯﾌﾟ 7

表示した後、キャリブレーションテストレポートを出力します。

ｽﾃｯﾌﾟ 8

再び結果を出力する

表示に戻ります。

分銅を取り除き、1ON/OFF
するか、1 CAL

計量単位表示スイッチを押して電源をオフ

スイッチを押してください。

ﾍﾟｰｼﾞ 38

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

プリンタフォーマット

汎用フォーマット
メーカー名
機種名

MOD E L

製造番号
ID ナンバ
日付

S/N

時刻<CRLF>

キャリブレーション
テスト
ゼロ点の結果分銅測定値

I D

A & D <CRLF>

HV - 1 5 K C <CRLF>

6 A 6 1 2 3 4 5 6 <CRLF>

A B C D E F <CRLF>

D A T E <CRLF>
T I M E <CRLF><CRLF>C A L . T E S T ( E X T . ) <CRLF>
A C T U A L <CRLF>

0 . 0 0 0 k g <CRLF>

分銅値
サイン記入欄+ 1 5 . 0 0 5 k g <CRLF>
T A R G E T <CRLF>+ 1 5 . 0 0 0 k g <CRLF>S I G N A T U R E <CRLF><CRLF><CRLF><CRLF><CRLF><CRLF>: スペース ASCII 20h
CR : キャリッジリターン ASCII 0Dh
LF : ラインフィード ASCII 0Ah｢見出し｣､｢終了｣の出力
一連の計量値を GMP レポートとして記録する場合、ゼロ点最初に ｢見出し｣ を、最後に ｢終了｣ を付け加えること長押しするができます。
｢見出し｣の出力ｽﾃｯﾌﾟ 1

計量モードで プリント スイッチを押し続け、が表示されたらスイッチを離します。

｢見出し｣を出力する“見出し” を出力します。
その後、計量モードに戻ります。

ｽﾃｯﾌﾟ 2

計量値を出力する
プリント スイッチを押すか、オートプリントモードで、計量値を出力します。

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 39

｢終了｣の出力ｽﾃｯﾌﾟ 3

プリント スイッチを押し続け、押し続けるが表示されたらスイッチを離します。｢終了｣ を出力します。
｢終了｣ を出力する
ｽﾃｯﾌﾟ 4

その後、計量モードに戻ります。

プリンタフォーマット

見出し
メーカー名
機種名
製造番号
ID ナンバ
日付

汎用フォーマット

MOD E LS/N
I D

A & D <CRLF>

HV - 1 5 K C <CRLF>

6 A 6 1 2 3 4 5 6 <CRLF>

A B C D E F <CRLF>

D A T E <CRLF><CRLF>

開始時刻

T I M E <CRLF><CRLF>S T A R T <CRLF>

計量値

T I M E <CRLF><CRLF><CRLF>S T , + 0 0 0 1 . 2 3 4 k g <CRLF>

S T , + 0 0 0 2 . 3 4 5 k g <CRLF>
終了時刻

S T , + 0 0 0 3 . 4 5 6 k g <CRLF>
S T , + 0 0 0 4 . 5 6 8 k g <CRLF>

サイン記入欄<CRLF>E N D <CRLF>

T I M E <CRLF>S I G N A T U R E <CRLF><CRLF>

終了<CRLF><CRLF><CRLF><CRLF>: スペース ASCII 20h
CR : キャリッジリターン ASCII 0Dh
LF : ラインフィード ASCII 0Ah

ﾍﾟｰｼﾞ 40

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

13. キャリブレーション
キャリブレーション(はかりの調整)は、はかりが正しい質量を表示するよう調整する機能です。
以下のような場合、キャリブレーションをする必要があります。
はかりを始めて設置したとき。
はかりを遠隔地に移動したとき。
周囲の使用環境(設置場所､気温など)が大きく変化したとき。
定期的なキャリブレーション(はかりの調整)を行うとき。

13.1. 重力加速度の補正
はかりをはじめて使用するときや、他の場所に移動したときは、校正分銅を使ってキャリブレーションをする必要があります。もし校正分銅を用意できない場合は、重力加速度の補正を行うことにより、はかりを調整できます。重力加速度マップを参照し、はかりの記憶している重力加速度の値を設置場所の値に変更してください。

注意
はかりを使用する場所で調整用分銅を使ってキャリブレーションを行う場合、重力加速度の補正の必要はありません。
1区

区分 加速度 m/s2

2区

1

9.806

2

9.805

3

9.804

4

9.803

5

9.802

6

9.801

7

9.800

8

9.799

9

9.798

10

9.797

11

9.796

12

9.795

13

9.794

14

9.793

11 区

15

9.792

12 区

16

9.791

3区
4区
5区
6区
8区
7区
9区
9区

10 区

11 区
14 区

13 区
15 区

16 区

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

重力加速度マップﾍﾟｰｼﾞ 41

CAL スイッチ

重力加速度補正の手順
ｽﾃｯﾌﾟ 1

表示をオンにします。表示部背面のフタを開け、
CAL

ｽﾃｯﾌﾟ 2モード
登録スイッチを押すとを表示します。

スイッチを押すと重力加速度を表示します。
スイッチを押すと数値が点滅して入力状態になります。

ｽﾃｯﾌﾟ 3

テンキーで設置する場所の｢重力加速度｣を指定します。

ｽﾃｯﾌﾟ 4

登録

テンキーで入力

スイッチを押して｢重力加速度｣を登録します。
表示後、重力加速度表示に戻ります。

ｽﾃｯﾌﾟ 5CAL

スイッチを押します。

CAL スイッチ

重力加速度の補正はここで終了です。

電源 OFF します｡

13.2. 分銅を使用する、はかりの調整の手順
計量準備ｽﾃｯﾌﾟ 1

はかりを正しく調整するために使用環境をチェックしてください。
室内の気温が一定であること。
堅牢な床面に設置されていること。
振動や風が無いこと。
直接日射を浴びていないこと。冷暖房機器がそばにないこと。
電源が安定していること。
強力な電磁界が近くに無いこと。
｢2.1. 設置の注意｣も参照してください。
分銅は、正しく計量できるよう、ひょう量の2／3以上の質量の分銅を使用することをお勧めします。

ｽﾃｯﾌﾟ 2

約30分間、表示をオンにした状態を維持してください。
ﾍﾟｰｼﾞ 42

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

※ 機種によっては、皿(計量皿)の形状が多少異なります。
ｽﾃｯﾌﾟ 3ｽﾃｯﾌﾟ 4はかりの｢ゼロ点の調整｣を始めます。

CAL スイッチ

CAL

スイッチを押し、の表示にします。

登録

スイッチを押し、を表示させます。

皿に何も載っていないことを確かめ、安定マークが表示したとき、 登録 スイッチを押してください。

皿のみ｢ゼロ点｣を記憶します。

ｽﾃｯﾌﾟ 5

｢ゼロ点の調整｣は、終了しました。
そのまま終了する場合、ｽﾃｯﾌﾟ9 に進んでください。

ｽﾃｯﾌﾟ 6

テンキーで入力｢ひょう量の調整｣を始めます。
皿に載せる分銅の値を表示します。
用意した分銅の値をテンキーで入力してください。
(表示する値は製品により異なります。)

ｽﾃｯﾌﾟ 7

表示している値の分銅を皿に載せ、安定マークが表示したとき、 登録 スイッチを押してください。
計量値を記憶します。

ｽﾃｯﾌﾟ 8

終了するとを表示して、を表示します。

皿に載っている物を取り除いてください。

ｽﾃｯﾌﾟ 9CAL

CAL スイッチ

スイッチを押してください。

はかりの｢ひょう量の調整｣は、終了しました。
電源 OFF します｡

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 43

14. 内部設定
内部設定は、はかりの動作方法を指定する項目を更新・閲覧する機能です。

設定項目

設定値

各項目には、一つの設定値を記憶しています。
設定値は、電源を切っても記憶していて、更新されるまで有効です。

14.1. 設定方法
ｽﾃｯﾌﾟ 1

ON/OFF
1風袋

スイッチを押して、電源を切ります。

スイッチを押しながらソフトウェアバージョン

ON/OFF

表示オフ

スイッチを押し、押しながらが表示されたら、押す

スイッチから指を離します。
スイッチを押すと内部設定に入り、

モード

分類項目

が表示されます。

分類項目

ｽﾃｯﾌﾟ 2

希望する分類項目を登録

モード

スイッチで選び、スイッチを押します。

設定項目
ｽﾃｯﾌﾟ 3

分類項目の最初の設定項目が表示されます。
希望する設定項目をモード

スイッチで選び、テンキーで入力し表示後、分類項目に戻ります。

ます。

ｽﾃｯﾌﾟ 4

登録

スイッチで記憶し、ｽﾃｯﾌﾟ 5

ゼロスイッチを押すと通常の計量表示に戻ります。

テンキー
で入力

計量値

ﾍﾟｰｼﾞ 44

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

14.2. 設定一覧
分類
項目

設定項目

設定値

キーロック

■

内容・用途
すべてのキー(スイッチ)が有効
ON/OFF 、 ゼロ 、 風袋 、 ホールド 、 M+ 、 プリント スイッチが有効
ON/OFF 、 ゼロ 、 風袋 スイッチが有効

オートパワーオフ

■

なし
5 分後

｢計量値が安定している状態｣かつ10 分後｢スイッチ操作が無い状態｣が15 分後設定時間を過ぎると、自動的に電30 分後源がオフになります。

60 分後
オートパワーオン■

なし
あり ※ＡＣアダプタを差し込むと自動で電源が入ります。

ゼロトラック
安定検出幅

なし
■

あり

■

±0.5 d±1 d

安定マーク点灯の条件 :±2 d

出荷時設定は ±0.5 d／1.0 秒内

0.5 秒

安定検出時間■で安定とみなします。

1.0 秒
1.5 秒

応答特性

応答が速い／振動に弱い

良い環境、量り込み

応答が遅い／安定した表示

安定度優先

■

バックライト制御

常時消灯
常時点灯
■

安定後 5 秒で消灯
安定後 10 秒で消灯
安定後 15 秒で消灯
安定後 30 秒で消灯

バックライト明るさ

暗い
■

明るい
小数点

■

オートテア

■

ドット
カンマ
なし
あり

■

は、出荷時設定。

ゼロ付近とは、ゼロ点から kg単位で±4d (計量できる最小質量の4倍)以内の範囲です。
d = 最小表示｡
HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 45

分類
項目

設定項目

設定値

内容・用途
0

オートテアまで
の時間

秒

0.5 秒
■

1.0 秒
1.5 秒
2.0 秒
2.5 秒
3.0 秒
4.0 秒
5.0 秒
10

初期荷重を風袋引き

■

秒

なし
あり

累計モード

なし
■

ゼロ付近を超えた+の時に M+ スイッチで累計ゼロ付近を超えた+/-の時に M+ スイッチで累計ゼロ付近を超えた+の時に自動で累計ゼロ付近を超えた+/-の時に自動で累計ホールド条件■

しない
ホールド スイッチでホールドまたは、計量表示が安定している時、表示をホールドする機能｡
ホールド解除します｡

安定検出で自動ホールドします。
ブザー■

鳴らさない (全てのコンパレータ LED が消灯します)
LED を光らす方式※ 設定時に点灯させて､登録した LED が点灯した時､ブザーが鳴ります｡
LED は 押す度に 点灯／消灯を選択できます。
設定例は｢9.1.4.ブザー設定｣を参照。
設定用テンキー
判定結果の LED

外部接点入力 1

■

1
LOLO

2
LO

3
OK

4
HI

5
HIHI

なし
ON/OFF
ゼロ
風袋
モード
プリント
M+
ホールド

外部接点入力 2

■

なし
ゼロ
風袋
モード
プリント
M+
ホールド

■

は、出荷時設定。

ゼロ付近とは、ゼロ点から kg単位で±4d (計量できる最小質量の4倍)以内の範囲です。d = 最小表示｡
ﾍﾟｰｼﾞ 46

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

分類
項目

設定項目

設定値

コンパレータの
比較判断値

■

内容・用途
5 段選別
3 段選別 (上下限)7 段選別 (ランク分け)

コンパレータの判定条件

なし■

すべてを比較
すべての安定データを比較-4 d ～ +4 d を除く全てのデータを比較-4 d ～ +4 d を除く安定データを比較+5 d 以上の全てのデータを比較+5 d 以上の安定データを比較

コンパレータの
明るさ

暗い
■

明るい
コンパレータ反転■なし
あり

コンパレータ LED の
電源 ON 時の全点灯■

LED 全点灯あり
LED 全点灯なし

ボーレート 1(OP-ch1)■

ビット長、パリティ 1(OP-ch1)

■

2400
4800
9600
7 bit／even
7 bit／odd
8 bit／non

通信フォーマット 1(OP-ch1)■

フォーマット 1
フォーマット 1 戻り値あり。
｢15.5.1.コマンドモード｣の｢内部設定に対する例｣を参照｡

UFC
ボーレート 2(OP-ch2)

■

2400
4800
9600

ビット長、パリティ 2(OP-ch2)■

通信フォーマット 2(OP-ch2)■

7 bit／even
7 bit／odd
8 bit／non
フォーマット 1
フォーマット 1 戻り値あり。
｢15.5.1.コマンドモード｣の｢内部設定UFC

内蔵プリンタ通信
フォーマット■フォーマット 1
UFC■は、出荷時設定。

d = 最小表示｡
HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 47に対する例｣を参照｡

分類
項目

設定項目

設定値

出力モード 1(OP-ch1)

内容・用途
ストリームモード／コマンド
コマンド (OP-ch1､OP-ch2 からのコマンドで出力) ※ 次のコマンドに対しコマンド (OP-ch1 からのコマンドで出力)
コマンド (OP-ch2 からのコマンドで出力)■て出力します｡(出力コマンド：Q､ A､ N )プリントスイッチによる出力／コマンド
オートプリント+5 d 以上で安定のデータ出力／コマンド
オートプリント±5 d 以上で安定のデータ出力／コマンド
コンパレータ OK 時に､オートプリント+5 d 以上の安定でデータ出力／コマンド
コンパレータ OK 時に､オートプリント±5 d 以上の安定でデータ出力／コマンド
累計動作した時に累計値を出力／コマンド

時刻・日付付加(OP-ch1)■

日付・時刻を出力しない
時刻出力 (ESC T)※2

日付出力 (ESC D)※2

日付・時刻を出力 (ESC D、ESC T) ※2

ID ナンバ付加(OP-ch1)
GMP 出力(OP-ch1)■

時刻出力 (RTC)※1

日付出力 (RTC)※1

日付・時刻を出力 (RTC)※1

内蔵プリンタモデル(ＣＰタイプ)のみ設定可能。

ID を出力しない
ID を出力■

出力なし
出力あり (ESC D、ESC T 出力)※2出力あり (DATE、TIME 出力)
出力あり (RTC 出力)■

AD-8121B または､ AD-8127と接続する時のみ設定可能。

AD-8121B､ AD-8127 フォーマット
汎用フォーマット※1

は、出荷時設定。

※1 RTC：※2 ESC D、ESC T：

内蔵時計。内蔵プリンタモデル(ＣＰタイプ)のみ設定可能です。
AD-8121B 及び､ AD-8127のカレンダ機能の日付・時刻を使用します。
AD-8121B 及び､ AD-8127の印字する時、｢ダンプ印字モード｣に設定してください。

d = 最小表示｡

ﾍﾟｰｼﾞ 48

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

分類
項目

設定項目

設定値

出力モード 2(OP-ch2)

内容・用途
ストリームモード／コマンド
コマンド (OP-ch1､OP-ch2 からのコマンドで出力) ※ 次のコマンドに対して出力します｡(出力コマンド (OP-ch1 からのコマンドで出力)
コマンド：Q､ A､ N )コマンド (OP-ch2 からのコマンドで出力)■

プリントスイッチによる出力／コマンド
オートプリント+5 d 以上で安定のデータ出力／コマンド
オートプリント±5 d 以上で安定のデータ出力／コマンド
コンパレータ OK 時に､オートプリント+5 d 以上の安定でデータ出力／コマンド
コンパレータ OK 時に､オートプリント±5 d 以上の安定でデータ出力／コマンド
累計動作した時に累計値を出力／コマンド

時刻・日付付加(OP-ch2)■

日付・時刻を出力しない
時刻出力 (ESC T)※2

日付出力 (ESC D)※2

日付・時刻を出力 (ESC D、ESC T) ※2

ID ナンバ付加(OP-ch2)
GMP 出力(OP-ch2)■

時刻出力 (RTC)※1

日付出力 (RTC)※1

日付・時刻を出力 (RTC)※1

内蔵プリンタモデル(ＣＰタイプ)のみ設定可能。

ID を出力しない
ID を出力■

出力なし
出力あり (ESC D、ESC T 出力)※2出力あり (DATE、TIME 出力)
出力あり (RTC 出力)■

AD-8121B または､ AD-8127と接続する時のみ設定可能。

AD-8121B､ AD-8127 フォーマット
汎用フォーマット※1

は、出荷時設定。

※1 RTC：

内蔵時計。内蔵プリンタモデル(ＣＰタイプ)のみ設定可能です。

※2 ESC D、ESC T。

AD-8121B 及び､ AD-8127のカレンダ機能の日付・時刻を使用します。
AD-8121B 及び､ AD-8127の印字する時、｢ダンプ印字モード｣に設定してください。

d = 最小表示｡

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 49

分類
項目

設定項目

設定値

内蔵プリンタ
出力モード

内容・用途
印字しない
コマンド (OP-ch1、OP-ch2 からのコマンドで印字) ※ 次のコマンドに対して出力します｡(出力コマンド：Q､ A､ N )コマンド (OP-ch1 からのコマンドで印字)
コマンド (OP-ch2 からのコマンドで印字)■

プリントスイッチによる印字／コマンド
オートプリント+5 d 以上で安定のデータ出力／コマンド
オートプリント±5 d 以上で安定のデータ出力／コマンド
コンパレータ OK 時に､オートプリント+5 d 以上の安定でデータ出力／コマンド
コンパレータ OK 時に､オートプリント±5 d 以上の安定でデータ出力／コマンド
累計動作した時に累計値を印字／コマンド

時刻・日付付加■

日付・時刻を印字しない
時刻印字 (RTC)
日付印字 (RTC)
日付・時刻を印字 (RTC)

ID ナンバ付加■

内蔵プリンタモデル(ＣＰタイプ)
のみ設定可能。

ID を印字しない
ID を印字GMP 出力■4 倍角■内蔵プリンタ用紙■

印字なし
印字あり (RTC 出力)
標準
4 倍角
感熱紙
(使用しません)
0行

プリンタの改行

1行
■

2行
3行
4行
5行
6行
7行
8行
9行

■

※

は、出荷時設定。

RTC、RTC出力（時計機能）については、内蔵プリンタモデル(ＣＰタイプ)のみ設定可能です。
d = 最小表示｡

14.3.

内部設定初期化

下記の操作で各内部設定を出荷時設定に戻すことができます。
※ コンパレータの各比較値も初期化されます。
ｽﾃｯﾌﾟ 1

ON/OFF スイッチで表示をオフにします。

ｽﾃｯﾌﾟ 2

風袋 スイッチを押しながら ON/OFF スイッチを押し続けます。

ｽﾃｯﾌﾟ 3セット スイッチを押すと、ｽﾃｯﾌﾟ 4表示で登録表示になります。

表示になります。
スイッチを押すと各内部設定が出荷時設定に戻り、表示後に計量表示になります。
ﾍﾟｰｼﾞ 50

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

15. オプション
通信オプション用のOP-ch1、OP-ch2とコンパレータリレー出力専用のOP-ch3が有ります。
組み合わせは自由です。HVW-02CBJA × 2、HVW-02CBJA ＋ HVW-03CJA、HVW-03CJA × ２などが可能です。OP-ch3には、HVW-04CJAのみ取り付け可能です。

OP-ch3
HVW-04CJAの例

取り付け例
OP-ch1： HVW-03CJA
OP-ch2： HVW-02CBJA
OP-ch3： HVW-04CJA
OP-ch2OP-ch1

HVW-02CBJAの例

HVW-03CJAの例

15.1. オプションの取り付けｽﾃｯﾌﾟ 1

両サイドの M3ネジ(2本)を取り、パネルを取り外します。

ｽﾃｯﾌﾟ 2

内部に留置されているケーブルをオプションに差し込みます。

ｽﾃｯﾌﾟ 3M3ネジ(2本)でしっかりと固定します。
パネル

ｽﾃｯﾌﾟ1ｽﾃｯﾌﾟ2ｽﾃｯﾌﾟ2ｽﾃｯﾌﾟ1ｽﾃｯﾌﾟ1ｽﾃｯﾌﾟ3ｽﾃｯﾌﾟ2ｽﾃｯﾌﾟ3ｽﾃｯﾌﾟ3
パネル

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

パネル

ﾍﾟｰｼﾞ 51

15.2. HVW-02CBJA USB インタフェース
USBによる双方向通信が可能です。
コネクタは、タイプBです。
パソコン接続には、市販の｢タイプAオス － タイプBオス｣のケーブルがご使用いただけます。
通信フォーマットは、｢15.5. 通信フォーマット｣を参照してください。
はかり本体とPCをUSBインタフェースで通信させるには、専用ドライバーのインストールが必要です。
ドライバーは、エー・アンド・デイのホームページからダウンロードできます。
HVW-02CBJAは、パソコンのみ接続可能です。
USB端子から電源を外部に取り出したり、他の機器を接続しないでください。故障の原因になります。

15.2.1. 使用方法
最初に、以下の順でパソコンに設定を行います。
ｽﾃｯﾌﾟ 1

USBドライバーをエー・アンド・デイのホームページからダウンロードします。

ｽﾃｯﾌﾟ 2

USBドライバーをインストールします。 (パソコンには、COMポートとして設定されます。)

ｽﾃｯﾌﾟ 3

COMポートの番号を確認します。

ｽﾃｯﾌﾟ 4

データ通信ソフトウェア( A&D WinCT の RsCom 等)のポート設定します。

ｽﾃｯﾌﾟ 5パソコンと台はかりを USBケーブルで接続します。

ｽﾃｯﾌﾟ 6台はかりの プリント スイッチを押すと、計量値をWinCTで受信できます。

15.2.2. 使用方法の詳細説明と例
USB ドライバーのインストール
ｽﾃｯﾌﾟ 1

(パソコンは、COM ポートとして設定されます。)

ドライバー・ソフトウェアをウンロードします。
エー・アンド・デイのホームページ(URL http://www.aandd.co.jp/ )を開きます。
『製品・サービスのご案内』の中の『計量』の中の『天びん・台はかり』を開きます。
『デジタル台はかり』を開き、『HV-C／HV-CPシリーズ』を開きます。
『USBインタフェースHVW-02CBJA用ドライバーのダウンロード』をクリックしダウンロードします。

ｽﾃｯﾌﾟ 2

ダウンロードした｢ hvw-02cbja_driver.zip ｣をダブルクリックすると、解凍されて｢ hvw-02cbja_driver ｣フォルダーが作成されます。

ｽﾃｯﾌﾟ 3

フォルダー内の｢ CDM21224_setup.exe ｣をダブルクリックすると、インストールが開始します。

ｽﾃｯﾌﾟ 4

画面の指示に従って、インストールを完了します。

ﾍﾟｰｼﾞ 52

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

COM ポートの確認方法
ｽﾃｯﾌﾟ 1

(USB ドライバーのインストール完了後に確認します。)｢スタート｣ボタン → ｢コントロールパネル｣をクリックします。

ｽﾃｯﾌﾟ 2

｢ハードウェアとサウンド｣をクリックし、｢デバイスマネージャ｣をクリックします。

ｽﾃｯﾌﾟ 3｢ポート(COMとLPT)｣をダブルクリックし、COMポートの番号を表示させます。
図例では、『USB Serial Port (COM 9)』を表示し、COMポートは『9』になります。

注意
ご使用のパソコンにより、増設されるCOMポートの番号が異なります。COMポートの番号は、Windowsのデバイ
スマネージャより確認してください。

通信するためのアプリケーション・ソフトが必要です
例 ｢WinCT｣等のデータ通信ソフトウェアを使用してデータ収集が行えます｡
ｽﾃｯﾌﾟ 1

｢WinCT｣を例に説明します､『A&D WinCT』の『RsCom』
を起動します｡

ｽﾃｯﾌﾟ 2

｢Port:COM｣の設定を､増設されたCOMポートの番号に変更してください｡
図の例では､COMポート番号を『9』に設定します｡

注意
エー・アンド・デイでは､Windowsパソコン用のデータ通信ソフ
トウェア｢WinCT｣を無償で提供しています｡ エー・アンド・デイのホームページ(URL http://www.aandd.co.jp/ )よりダウンロードすることができます｡

通信を開始するｽﾃｯﾌﾟ 1

パソコンと台はかりを、USBケーブルで接続します｡※ 市販のUSBケーブル [タイプAプラグ(PC側)－タイプBプラグ(はかり側)] が必要です｡
ｽﾃｯﾌﾟ 2『WinCT』の『RsCom』のｽﾃｯﾌﾟ 3

台はかりの

プリント

Start

をクリックし送受信を可能状態にします。

スイッチを押すと計量値を出力し､『RsCom』で受信できます｡※ 計量値の出力方法は､台はかりの内部設定で変更できます｡

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 53

15.3. HVW-03CJA RS-232C インタフェース
RS-232Cによる双方向通信が可能です。
DCE(Data Communication Equipment)コネクタは、Dsub-9Pオスです。
外部機器との接続には、別途通信ケーブルが必要です。
AX-KO2466-200 (2m) / AX-KO2466-500 (5m) / AX-KO2466-1000 (10m)
インチネジ#4-40UNC

通信フォーマットは｢15.5. 通信フォーマット｣を参照してください。

ピン配置
ピン No. 信号名
1

方向

意 味

－

－

N.C.

2

TXD

→

送信データ

3

RXD

←

受信データ

4

－

－

N.C.

5

GND

－

シグナルグラウンド

6

DSR

→

データセットレディ

7

RTS

←

送信要求

8

CTS

→

送信許可

9

－

－

はかりの内部で使用

TXD、RXD以外はDTE側の名称です。
伝送方式

EIA RS-232C 準拠

伝送形式

調歩同期式(非同期)、双方向

信号形式

ボーレート

2400、4800、9600 bps

データビット

7ビット または、8ビット

パリティ

1ビット

スタートビット

1ビット

ストップビット

1ビット

使用コード

ASCII

EVEN、ODD

データビット 7ビット

NONE(パリティなし)

データビット 8ビット

データ 7ビットの構成
LSB
0

1

スタートビット

2

3

4

5

MSB
6

LSB
0

データビット1 ( -15 V ～ -5 V )0(

5 V ～ 15 V )ストップビット
パリティビット

データ 8ビットの構成
LSB
0

1

スタートビット

2

3

4

5

6

MSB
7

データビットLSB
0

1 ( -15 V ～ -5 V )0(

5 V ～ 15 V )ストップビットﾍﾟｰｼﾞ 54

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

15.4. HVW-04CJA コンパレータリレー出力／ブザー／接点入力
コンパレータ・リレー出力 端子
外部接点入力 端子※ ブザーは内部の基板上に実装されています。

ソリッドステートリレー出力最大定格は以下のようになります。
最大電圧

50 V DC

基板上のソケット

最大電流

100 mA DC

メーカ： PHOENIX

最大オン抵抗8 Ω

型番：MSTB 2,5 / 6-GF-5,08

ソリッドステートリレー
HIHI
HI
OK

1 リレー出力HIHI

2 リレー出力HI

3 リレー出力OK

4 リレー出力LO

5 リレー出力

LOLO

6 リレー出力コモン COM

LO
LOLO

適合コネクタ

HVW-04CJA内部(HVW-04CJAに付属)

7 mm

メーカ： PHOENIX
型番：

線材

MSTB2,5 / 6-STF-5,08

注意
3段選別モードのリレー出力は、1番 HIHI、3番 OK、5番 LOLO を使用します。
2番 HI および 4番 LO は使用しません。
1 リレー出力HIHI

2 リレー出力HI

3 リレー出力OK

4 リレー出力LO

5 リレー出力

LOLO

6 リレー出力コモン

COM

ブザー
ブザーは、HVW-04CJAの基板上に実装されています。
HVW-04CJAをはかりに取り付けた状態でのブザーの音圧レベルは、表示器から1 mの距離で約58 dBです。
コンパレータの比較結果はLED(表示部上のLED)と連動させてブザーを鳴らすことができます。
内部設定

で設定します。

※ 詳細設定は、｢9.1.4. ブザー設定｣を参照してください。

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 55

外部接点入力プラグの端子名と配線例
外部接点入力プラグは付属しています。図のように配線して使用してください。
： 内部設定の外部接点入力に割り当てるスイッチを設定します。

： 内部設定の外部接点入力に割り当てるスイッチを設定します。

線または、

線を、GND 線とそれぞれショート(100 ms以上)させることで機能します。
外部接点入力プラグ※ 3.5 mm ステレオミニプラグ同等品可

端子

線

端子

線

GND端子

GND線

ﾍﾟｰｼﾞ 56

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

15.5. 通信フォーマット
データフォーマット
S

T

,

+

0

0

0

ヘッダ

0

0

.

0

k

0

データ

g CR LF

単位

ターミネータ

計量値に対するヘッダには以下の 4 種類があります:ST：

計量モードでデータが安定している

QT：

個数モードでデータが安定している

US：

データが安定していない(全モード)

OL：

データがオーバーしている(計量範囲を超えている)

データは符号、小数点を含め常に 9 桁です。
単位には、以下の 2 種類があります:
kg： 計量モード｢ kg ｣PC： 個数モード｢ pcs ｣ターミネータは常に CR LF が出力されます。CR : 0Dh、LF : 0Ah
出力データの例
計量データ｢ kg ｣(＋)

S

T

,

+

0

0

1

2

.

3

4

5

k

g CR LF

個数データ｢ pcs ｣(＋)

Q

T

,

+

0

0

0

1

2

3

4

5

P

C CR LF

質量オーバー ｢ kg ｣(＋)

O

L

,

+

9

9

9

9

.

9

9

9

k

g CR LF

HV-C タイプ

S

T

,

+

0

0

1

2

.

3

4

k

g CR LF

最小表示の桁数が変わる場合

データ出力モード
コマンドモード
外部に接続されたパーソナルコンピュータなどから送信されるコマンドによって、はかりは制御されます。
詳細は｢15.5.1. コマンドモード｣を参照してください。
ストリームモード
内部設定を

または、

にします。

データは連続して出力されます。データ書き換えは、1 秒間に約 10 回で、表示の書き換え間隔と同じです。設定モード時は出力しません。
プリントスイッチによる出力
内部設定を

、

または、

計量値が安定しているとき(安定マーク点灯)、 プリントにします。
スイッチを押すとデータが出力されます。

この時、表示を 1 回点滅させ出力したことを知らせます。
オートプリント +のデータ出力
内部設定を

、

または、

にします。

計量値が安定し(安定マーク点灯)、その値が+5 d 以上のときデータを出力します。
次の出力は、計量値が+4 d 以下に戻ってからになります。( d = 最小表示)

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 57

オートプリント +/-のデータ
内部設定を

、

または、

にします。

計量値が安定し(安定マーク点灯)、その値が+5 d 以上か、-5 d 以下のときデータを出力します。
次の出力は、計量値が-4 d ～ +4 d の範囲に戻ってからになります。( d = 最小表示)
オートプリント +データかつコンパレータ比較結果 OK
内部設定を

、

または、

にします。

計量値が安定し(安定マーク点灯)、その値が+5 d 以上で比較結果 OK のときデータを出力します。
次の出力は、計量値が+4 d 以下に戻ってからになります。( d = 最小表示)
オートプリント +/-データかつコンパレータ比較結果 OK
内部設定を

、

または、

にします。

計量値が安定し(安定マーク点灯)、その値が+5 d 以上か、-5 d 以下で比較結果 OK のときデータを出力します。次の出力は、計量値が-4 d ～ +4 d の範囲に戻ってからになります。( d = 最小表示)

ボーレート
HVW-03CJA使用時は接続する機器に応じてボーレートを選択してください。
プリンタAD-8121B を使用するとき､ 2400 bps を指定してください。
プリンタAD-8127 を使用するとき､ プリンタと同じ 2400､ 4800 または､9600 bps から選択できます。
2400 bps を指定するには、 OP-ch1 に接続した時、の設定にします。

OP-ch2 に接続した時、の設定にします。

4800 bps を指定するには、 OP-ch1 に接続した時、の設定にします。

OP-ch2 に接続した時、の設定にします。

9600 bps を指定するには、 OP-ch1 に接続した時、の設定にします。

OP-ch2 に接続した時、の設定にします。

ﾍﾟｰｼﾞ 58

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

15.5.1. コマンドモード
コマンドモードでは、コンピュータなどの外部機器からのコマンドによってはかりを制御できます。

コマンド一覧
コマンド

機

能

備 考

Notes

Q

データ要求、データを直ちに出力Z

計量値安定なとき、ゼロを設定する

ゼロスイッチと同じ動作

T

計量値安定なとき、風袋引きする

風袋

スイッチと同じ動作

U

計量単位の切り替え

モード

CT

風袋クリア

PT

プリセット風袋設定

A

累計値出力

N

累計回数出力CA

累計クリア

PT,+ 0 00 0 0 0＜CR＞＜LF＞

ID

ＩＤナンバ設定?ID

ＩＤナンバ要求?PT

プリセット風袋値出力?H35 段選別モード時
不使用
3 段選別モード時
不使用
7 段選別モード時
使用中のランク 5 上限値を出力する?H2

5 段選別モード時
使用中の HIHI 限界値(上上限値)を出力する
3 段選別モード時
使用中の HI 限界値(上限値)を出力する
7 段選別モード時
使用中のランク 4 上限値を出力する

?H1

?L1

?L2

?L3

ID: x x x x x x ＜CR＞＜LF＞

5 段選別モード時
使用中の HI 限界値(上限値)を出力する
3 段選別モード時
不使用
7 段選別モード時
使用中のランク 3 上限値を出力する
5 段選別モード時
使用中の LO 限界値(下限値)を出力する
3 段選別モード時
不使用
7 段選別モード時
使用中のランク 3 下限値を出力する
5 段選別モード時
使用中の LO LO 限界値(下下限値)を出力する
3 段選別モード時
使用中の LO 限界値(下限値)を出力する
7 段選別モード時
使用中のランク 2 下限値を出力する
5 段選別モード時
不使用
3 段選別モード時
不使用
7 段選別モード時
使用中のランク 1 下限値を出力する

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

スイッチと同じ動作

ﾍﾟｰｼﾞ 59

設定値の出力※ コンパレータ比較モードの内部設定
5 段選別モード：
3 段選別モード：
7 段選別モード：

コマンド

H3

H2

機

能

備 考

Notes

5 段選別モード時
不使用
3 段選別モード時
不使用
7 段選別モード時
ランク 5 上限値を設定する
5 段選別モード時
HIHI 限界値(上上限値)を設定する
3 段選別モード時
HI 限界値(上限値)を設定する
7 段選別モード時
ランク 4 上限値を設定する

H1

5 段選別モード時
HI 限界値(上限値)を設定する
3 段選別モード時
不使用
7 段選別モード時
ランク 3 上限値を設定する

L1

5 段選別モード時
LO 限界値(下限値)を設定する
3 段選別モード時
不使用
7 段選別モード時
ランク 3 下限値を設定する

L2

5 段選別モード時
LO LO 限界値(下下限値)を設定する
3 段選別モード時
LO 限界値(下限値)を設定する
7 段選別モード時
ランク 2 下限値を設定する

L3

5 段選別モード時
不使用
3 段選別モード時
不使用
7 段選別モード時
ランク 1 下限値を設定する｢+/-｣と小数点含まない 6 桁の数字を設定

ﾍﾟｰｼﾞ 60

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

コマンドの例（「

下記は、内部設定」は｢スペース(20H)｣を表します）(コマンドに返信あり)に対する例です。

質量データを出力する
計量値を出力します。
コマンド

Q CR LF

応答例

S T

,

+

0 0

1

2

.

3 4

5

k

g CR LF 安定な正のデータ

U S

,

+

0 0

0

7

.

8 9

0

k

g CR LF 非安定時の正のデータ

O L

,

+

9 9

9

9

.

9 9

9

k

g CR LF

表示のとき

ゼロ動作
ゼロ点を設定します。
コマンド

Z CR LF

応答

Z CR LF ゼロ動作完了時。

の場合は応答はなし。

風袋引き
風袋引きします。
コマンド

T CR LF

応答

T CR LF 風袋引き動作完了時。

の場合は応答はなし。

モード切り替え
計量単位を切り替えます。
コマンド

U CR LF

応答

U CR LFの場合は応答はなし。

風袋値をクリアする
風袋質量をゼロとし、風袋引中マークを消灯します。計量値は、皿に載っている質量の合計になります。
コマンド

C T CR LF

応答

C T CR LF 風袋引中マークを消灯し、皿に載っている質量の合計を表示します。

プリセット風袋値を設定する
プリセット風袋引きをします。
書式

P T, [設定値]

コマンド例

P T

,

+ 0

0

0

1 2

0 CR LF

設定値は小数点を含まない 6 桁の数値と極性。

応答例

P T

,

+ 0

0

0

1 2

0 CR LF

計量値から風袋を引いた値を表示し、風袋引中マークを点灯します。

累計値を出力する
累計した計量値を出力します。
コマンド

A CR LF

応答例

A,+ 0 0 1 2

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

.

3 0 0

ﾍﾟｰｼﾞ 61

k g CR LF

累計回数を出力する
累計した回数を出力します。
コマンド

N CR LF

応答例

N,+ 0 0 0 0 0 1 4 0

CR LF

累計値をクリアする
累計した計量値と累計回数をゼロに戻します。
コマンド

C A CR LF

応答例

C A CR LF

累計をゼロに戻し、

M+ を消灯します。

ID ナンバを設定する
ID ナンバを設定します。
書式

I

D

: [設定値]

コマンド例

I

D

:

A B C 12 3 CR LF

設定値は小数点を含まない 6 桁の英数字。

応答例

I

D

:

A B C 12 3 CR LF

ID ナンバを記憶します。

2 3 CR LF

ID ナンバを出力します。

00

ID ナンバ要求する
ID ナンバを出力します。
コマンド

?

I

D CR LF

応答例

I

D

:

A B C 1

プリセット風袋値を出力する
プリセット風袋引きを出力します。
コマンド? P T CR LF

応答例

P T

,

+ 0

0

0

.

1

2

k g CR LF

H3 を出力する
5 段選別モード時..........不使用。
3 段選別モード時 .......... 不使用。
7 段選別モード時 .......... 使用中のランク 5 上限値を出力する。
コマンド? H 3 CR LF

応答例

H 3

,

+ 0

0

0

5 0

0 CR LF

H2 を出力する
5 段選別モード時 .......... 使用中の HIHI 限界値(上上限値)を出力する。
3 段選別モード時 .......... 使用中の HI 限界値(上限値)を出力する。
7 段選別モード時 .......... 使用中のランク 4 上限値を出力する。
コマンド? H 2 CR LF

応答例

H 2

,

+ 0

0

0

4 0

0 CR LF

ﾍﾟｰｼﾞ 62

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

H1 を出力する
5 段選別モード時.......... 使用中の HI 限界値(上限値)を出力する。
3 段選別モード時.......... 不使用。
7 段選別モード時.......... 使用中のランク 3 上限値を出力する。
コマンド? H 1 CR LF

応答例

H 1

,

+ 0

0

0

3 0

0 CR LF

L1 を出力する
5 段選別モード時.......... 使用中の LO 限界値(下限値)を出力する。
3 段選別モード時.......... 不使用。
7 段選別モード時.......... 使用中のランク 3 下限値を出力する。
コマンド

?

L

1 CR LF

応答例

L

1

,

+ 0

0

0

2 0

0 CR LF

L2 を出力する
5 段選別モード時.......... 使用中の LOLO 限界値(下下限値)を出力する。
3 段選別モード時.......... 使用中の LO 限界値(下限値)を出力する。
7 段選別モード時.......... 使用中のランク 2 下限値を出力する。
コマンド

?

L

2 CR LF

応答例

L

2

,

+ 0

0

0

1 0

0 CR LF

L3 を出力する
5 段選別モード時.......... 不使用。
3 段選別モード時.......... 不使用。
7 段選別モード時.......... 使用中のランク 1 下限値を出力する。
コマンド

?

L

3 CR LF

応答例

L

3

,

+ 0

0

0

0 0

0 CR LF

H3 を設定する
5 段選別モード時 ....... 不使用。
3 段選別モード時 ....... 不使用。
7 段選別モード時 ....... 使用中のランク 5 上限値を設定する。
コマンド例

H 3

,

+ 0

0

0

5 0

0 CR LF

応答例

H 3

,

+ 0

0

0

5 0

0 CR LF+/-と小数点含まない 6 桁の数字を送信。
の場合応答はなし。

H2 を設定する
5 段選別モード時 ....... HIHI 限界値(上上限値)を設定する。
3 段選別モード時 ....... HI 限界値(上限値)を設定する。
7 段選別モード時 ....... ランク 4 上限値を設定する。
コマンド例

H 2

,

+ 0

0

0

4 0

0 CR LF

応答例

H 2

,

+ 0

0

0

4 0

0 CR LF

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 63+/-と小数点含まない 6 桁の数字を送信。
の場合応答はなし。

H1 を設定する
5 段選別モード時 ....... HI 限界値(上限値)を設定する。
3 段選別モード時 ....... 不使用。
7 段選別モード時 ....... ランク 3 上限値を設定する。
コマンド例

H 1

,

+ 0

0

0

3 0

0 CR LF

応答例

H 1

,

+ 0

0

0

3 0

0 CR LF+/-と小数点含まない 6 桁の数字を送信。
の場合応答はなし。

L1 を設定する
5 段選別モード時 ....... LO 限界値(下限値)を設定する。
3 段選別モード時 ....... 不使用。
7 段選別モード時 ....... ランク 3 下限値を設定する。
コマンド例

L

1

,

+ 0

0

0

2 0

0 CR LF

応答例

L

1

,

+ 0

0

0

2 0

0 CR LF+/-と小数点含まない 6 桁の数字を送信。
の場合応答はなし。

L2 を設定する
5 段選別モード時 ....... LOLO 限界値(下下限値)を設定する。
3 段選別モード時 ....... LO 限界値(下限値)を設定する。
7 段選別モード時 ....... ランク 2 下限値を設定する。
コマンド例

L

2

,

+ 0

0

0

1 0

0 CR LF

応答例

L

2

,

+ 0

0

0

1 0

0 CR LF+/-と小数点含まない 6 桁の数字を送信。
の場合応答はなし。

L3 を設定する
5 段選別モード時 ....... 不使用。
3 段選別モード時 ....... 不使用。
7 段選別モード時 ....... ランク 1 下限値を設定する。
コマンド例

L

3

,

+ 0

0

0

0 0

0 CR LF

応答例

L

3

,

+ 0

0

0

0 0

0 CR LF

内部設定
内部設定が

+/-と小数点含まない 6 桁の数字を送信。
の場合応答はなし。

の場合の応答(コマンドに返信あり)の場合、前項の｢コマンドの例｣以外に、以下の応答があります。
はかりの質量表示が不安定であるなどの原因で、コマンドを実行できない場合、｢ I ｣(アイ)が返信されます。
コマンド

Z CR LF

応答

I CR LF ゼロ動作処理不可能

はかりが認識できないコマンドを受信した場合や取り扱えない場合、｢ ? ｣が返信されます。
コマンド

B CR LF

応答? CR LF 定義されていないコマンドを受信した

内部設定
内部設定

の場合
の場合、応答はありません。

無効な受信コマンドは無視されます。
ﾍﾟｰｼﾞ 64

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

15.6. UFC (Universal Flex Coms) 機能を使う
UFC機能を使うと、プリンタ機能を有効に利用したフォーマットで印字できます(UFCフォーマット)。
HV-C/CP、HW-C/CPシリーズは、UFCフォーマットを文字データで記憶します。また、文字データの一部として変数データを使うことができ、出力時に質量値や風袋値などに置き換えられます。
記憶できる最大文字数は、400文字までです。
UFC機能を使うためには、｢PF｣コマンドを使い、UFCフォーマットを文字データとしてはかりに記憶させておく必要があります。
プリント

スイッチあるいはオートプリントにより、はかりは文字データを外部に出力します。その際、変数データははかりの質量値や風袋値に置き換えます。
UFCフォーマットのデータを出力するためには、内部設定をに設定してください。

UFCフォーマット文字データをはかりに記憶させる。
P F

コマンド

,

,

’

T E X T

’

#

2

0

L F

,

$ W T

$ C R

,

$ L F CR LF

$ P C

$ C R

,

$

,

,

,

$ S P

2

,

&

P F CR LF

応答｢PF｣コマンドによって送信できる文字データ(UFCフォーマット)は以下のもので構成されます。
はかりデータおよび制御コードのための変数：
変数

データおよび制御コード

変数

データおよび制御コード$ID

IDナンバー$CP

コンパレータ結果

$PC

個数データ

$DT

日付

プリンタ内蔵のはかりのみ$WT

質量(表示)データ

$T M

時刻

プリンタ内蔵のはかりのみ$TR

使用中の風袋データ

$CM

,

カンマ

(2Ch)

$PT

使用中のプリセット風袋値

$SP

スペース

(20h)

$TL

累計値

$CR

CR

Carriage return

(0Dh)

$AN

累計回数

$LF

LF

Line feed(0Ah)

これらの変数には､必ず大文字を使ってください。
ASCII文字列
文字列は、シングル･クォーテーションで囲んで表します。扱える文字は英数字、記号で仮名は使えません。なお、シングル･クォーテーション自身は、2個のシングル･クォーテーションで表します。
例

文字列｢ABC｣： ’ABC’

文字列｢‘ABC’｣ ： ’’’ABC’’’ASCII 16進コード
ASCII 16進コードは、｢# +16進数2文字｣で指定し、文字列で表せない制御コードなどに使用します。
例#04： ｢EOT(04h)｣を指定

データの繰り返し
制御コード用の変数 $SP､$CR､$LFは、その後に｢+ 最大2桁の数字 ｣を続けることで、数字の回数繰

り返すことを表します。
例

$LF 9

： ｢$LF｣を9回繰り返す$SP 12： ｢スペース｣12個を表す

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 65

連結マーク｢&｣
2行以上でデータを記述する場合､行の最後に｢&｣をつけると、文字データを受け取ったはかりは、後続の行があると判断します。文字データを記述するとき見易さのため行を分ける場合に使います。
それぞれのデータの区切りには、｢スペース｣あるいは、｢,｣を使います。この区切りも記憶する文字の一部となりますが、文字数を減らすため省略することも可能です。ただし、｢PF｣コマンドの後の｢,｣は省略できません。必ず｢PF｣コマンドではじめてください。
変数に対するデータ･フォーマット(｢｣は｢スペース(20h)｣を表します)

はかりデータの変数に対しては、以下のデータ･フォーマットで出力されます。
データは、符号･少数点を含み固定の桁数となります。上位の不要桁部分は、｢スペース｣になります。
$ID

A B C 45$PC

6ABC456

6 桁 英数字

+ 1

2 3

P C

123 pcs

9 桁 個数データ＋単位 3 文字

$WT

+ 1

.

2

3 4

k g

1.234 kg

9 桁 質量データ＋単位 3 文字

$TR

+ 1

.

2

3 4

k g

1.234 kg

9 桁 風袋データ＋単位 3 文字

$PT

+ 1

.

2

3 4

k g

1.234 kg

9 桁 プリセット風袋データ＋単位 3 文字

$TL

+ 1

.

2

3 4

k g

1.234 kg

9 桁 累計値データ＋単位 3 文字

+ 1

2 3

123 回

9 桁 累計回数データ

$AN
$CP

H

I

1

LO2
LO1
(LOLO) (LO)OK
2 桁 (OK)
3桁

比較結果｢HI｣

O K

比較結果｢OK｣HI1 HI2(HI) (HIHI)

比較しない
$DT

2

0

1 8

/

$TM

1

2

:

4

3

:

3

/

5

6

1

8

年／月／日

ＣＰタイプ、プリンタ内蔵のはかりのみ

時：分：秒

ＣＰタイプ、プリンタ内蔵のはかりのみ｢PF｣コマンド例および印字例｢PF｣コマンド
AD-8127 フォーマット

コンピュータHV-C/CP、HW-C/CP シリーズ

PF,‘W eight ’ ,$CR,$LF,&$SP 4,$WT,$CR,$LF,&‘CHECK ’ ,$CR,$LF,&$SP 4,$CP,$CR,$LF,&$CR,$LF CR LF
ターミネータコード
CR : キャリッジリターン ASCII 0Dh
LF : ラインフィード ASCII 0Ah
UFCフォーマットでは、自動的にはターミネータを送信しません。
必要に応じて、文字データの最後にターミネータのコードをつけてください。

ﾍﾟｰｼﾞ 66

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

16. 仕様
ＨＶ－Ｃ／ＣＰシリーズ（ひょう量 15 kg ～ 220 kg）
HV-15KC
HV-15KCP

機種名

HV-60KC
HV-60KCP

HV-200KC
HV-200KCP

ひょう量 [kg]

3

6

15

15

30

60

60

150

220

最小表示 [kg]

0.001

0.002

0.005

0.005

0.01

0.02

0.02

0.05

0.1

サンプル数

5 個(10 個､20 個､50 個､100 個 切替可能)

最大計数値

150,000 個
120,000 個
110,000 個
バックライト付 7 セグメント液晶表示 文字高 26 mm
3 色 5 段コンパレータ LED 表示書換周期：10 回／秒

表示
再現性(標準偏差) [kg] +0.001
直線性 [kg]
スパンドリフト
HV-C
電源
HV-CP

±0.001+0.002+0.005+0.005

+0.01

+0.02

+0.02

+0.05

+0.1

±0.002±0.005±0.005

±0.01

±0.02

±0.02

±0.05

±0.1

±20 ppm/°C typ. (5 °C ～ 35 °C)
ＡＣアダプタ(AX-TB266 AC100V +10% ～ -15% 50Hz/ 60Hz
または､単一形乾電池 x 4 個
AX-TB269 または、AX-TB278
ＡＣアダプタ AC100V +10% ～ -15% 50Hz/ 60Hz 100VA()

約 1200 時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時

電池寿命(HV-C)-10 °C ～ 40 °C

使用環境

85 %R.H. 以下(結露しないこと)

250 x 250

330 x 424

390 x 530

255 x 494 x 366

330 x 640 x 750

390 x 746 x 750

HV-C

6

11

17

HV-CP

7

12

18

計量皿寸法[mm]
外形寸法[mm]
幅 x 奥行 x 高さ
質量
[kg]

20VA)

ＨＷ－Ｃ／ＣＰシリーズ（ひょう量 10 kg ～ 220 kg）
機種名

HW-10KC
HW-10KCP

HW-60KC
HW-60KCP

HW-100KC
HW-100KCP

HW-200KC
HW-200KCP

ひょう量 [kg]

10

60

100

220

最小表示 [kg]

0.001

0.005

0.01

0.02

サンプル数

5 個(10 個､20 個､50 個､100 個 切替可能)

最大計数値

100,000 個
120,000 個
100,000 個
110,000 個
バックライト付 7 セグメント液晶表示 文字高 26 mm
3 色 5 段コンパレータ LED 表示書換周期：10 回／秒

表示
再現性(標準偏差) [kg]+0.002

+0.01

+0.02

+0.04

直線性 [kg]±0.002

±0.01

±0.02

±0.04

スパンドリフト
HW-C
電源
HW-CP

±20 ppm/°C typ. (5 °C ～ 35 °C)
ＡＣアダプタ(AX-TB266 AC100V +10% ～ -15% 50Hz/ 60Hz
または､単一形乾電池 x 4 個
AX-TB269 または、AX-TB278
ＡＣアダプタAC100V +10% ～ -15% 50Hz/ 60Hz 100VA()

約 1200 時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時

電池寿命(HW-C)-10 °C ～ 40 °C

使用環境

85 %R.H. 以下(結露しないこと)

250 x 250

330 x 424

390 x 530

390 x 530

255 x 494 x 366

330 x 640 x 750

390 x 746 x 750

390 x 746 x 750

HW-C

6

11

17

17

HW-CP

7

12

18

18

計量皿寸法[mm]外形寸法 [mm]
幅 x 奥行 x 高さ
質量
[kg]

20VA)

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 67

ＨＶ－Ｃ／ＣＰシリーズ（ひょう量 300 kg ～ 600 kg）
HV-300KC
HV-300KCP

機種名

HV-600KC
HV-600KCP

ひょう量 [kg]

150

300

300

600

最小表示 [kg]

0.05

0.1

0.1

0.2

サンプル数

5 個(10 個､20 個､50 個､100 個 切替可能)

最大計数値

60,000 個
60,000 個
バックライト付 7 セグメント液晶表示 文字高 26 mm
3 色 5 段コンパレータ LED 表示書換周期：10 回／秒

表示
再現性(標準偏差) [kg]

+0.05

+0.1

+0.1

+0.2

直線性 [kg]

±0.05

±0.1

±0.1

±0.2

スパンドリフト
HV-C
電源
HV-CP
電池寿命(HV-C)
使用環境±20 ppm/°C typ. (5 °C ～ 35 °C)
ＡＣアダプタ(AX-TB266 AC100V +10% ～ -15% 50Hz/ 60Hz
または､単一形乾電池 x 4 個
AX-TB269 または、AX-TB278
ＡＣアダプタ AC100V +10% ～ -15% 50Hz/ 60Hz 100VA()

約 600 時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時-10 °C ～ 40 °C

85 %R.H. 以下(結露しないこと)
600 x 700

計量皿寸法 [mm]
外形寸法[mm]
幅 x 奥行 x 高さ
質量
[kg]

20VA)

600 x 943 x 942

HV-C

45

HV-CP

46

ＨＷ－Ｃ／ＣＰシリーズ（ひょう量 300 kg ～ 600 kg）
機種名

HW-300KC
HW-300KCP

HW-600KC
HW-600KCP

ひょう量 [kg]

300

600

最小表示 [kg]

0.05

0.1

サンプル数

5 個(10 個､20 個､50 個､100 個 切替可能)

最大計数値

60,000 個
60,000 個
バックライト付 7 セグメント液晶表示 文字高 26 mm
3 色 5 段コンパレータ LED 表示書換周期：10 回／秒

表示
再現性(標準偏差) [kg]

+0.1

+0.2

直線性 [kg]

±0.1

±0.2

スパンドリフト
電源

HW-C
HW-CP

電池寿命(HW-C)
使用環境
計量皿寸法 [mm]
外形寸法[mm]
幅 x 奥行 x 高さ
質量[kg]

±６８せ 20 ppm/°C typ. (5 °C ～ 35 °C)
ＡＣアダプタ(AX-TB266 AC100V +10% ～ -15% 50Hz/ 60Hz
または､単一形乾電池 x 4 個
AX-TB269 または、AX-TB278
ＡＣアダプタ AC100V +10% ～ -15% 50Hz/ 60Hz 100VA

(

20VA)

)

約 600 時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時-10 °C ～ 40 °C

85 %R.H. 以下(結露しないこと)
600 x 700
600 x 943 x 942

HW-C

45

HW-CP

46

ﾍﾟｰｼﾞ 68

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

外形寸法
適用機種
HV-15KC

HV-15KCP

HW-10KC HW-10KCP

(494)
255

 43

250

(366)

104
180
250

35

180

201

適用機種
HV-60KC

HV-60KCP

HW-60KC HW-60KCP
330

(640)
255

(750)

 43

424

105
240
HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

45

334
ﾍﾟｰｼﾞ 69

187

適用機種
HV-200KC

HV-200KCP

HW-100KC

HW-100KCP

HW-200KC

HW-200KCP

390

(746)
255

 43
(750)

530
129
300

45

440

187

適用機種
HV-300KC

HV-300KCP

HV-600KC

HV-600KCP

HW-300KC HW-300KCP
HW-600KC HW-600KCP

600

(943)
255

40

18

700

76
506

(942)

146

149
47
ﾍﾟｰｼﾞ 70

606
HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

17. 保守管理｢ 2. 注意｣を考慮してください。
はかりの調整について｢ 13. キャリブレーション｣を参照してください。
はかりは、定期的に正しく計量できることを確認し、必要に応じてキャリブレーション(はかりの調整)をしてください。

17.1. 修理
サービスマン以外修理しないでください。保証の対象外になるばかりか感電や機器の損傷の原因となります。修理に関しては、お買いあげいただいた店、または最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

17.2. 故障！と思われる場合のチェック
こんなとき電源が入らない。
表示しない。
表示をオンしたとき、ゼロを表示しない。

確認する場所
電源が正しく入っていますか。
電池が消耗していませんか。
正しいＡＣアダプタを使用していますか。
皿が何かにふれていないかチェックしてください。皿の上の物を退けてください。
｢はかりのゼロ点｣の調整を行ってください。

のまま。

表示をオンしたとき、計量値が安定しないときのエラー表示です。
風や振動を避けてください。皿が何かにふれていないかチェックしてください。
ロードセルケーブルが正しく表示部内に接続されていますか。
表示をオンしたとき、ゼロを表示できない場合のエラー表示です。
皿の上の物を退けてください。
｢はかりのゼロ点｣の調整を行ってください。

の表示。

キャリブレーション中のエラー表示です。皿が正しく載っているか、分銅が重すぎないかチェックして、やり直してください。

の表示。

キャリブレーション中のエラー表示です。皿が正しく載っているか、分銅が軽すぎないかチェックして、やり直してください。

の表示。

荷重が過剰です。皿の上の物を取り除いてください。

の表示。

計量値が軽すぎます。皿が正しく載っているか確かめてください。

表示が動かない。
の表示。
の表示。

ホールド機能を使用していませんか。内部設定の電源を一度切ってください。

を変更してください。

乾電池の電圧が低下しています。新しい乾電池に交換してください。
ＡＣアダプタの出力電圧が低いです。正しい規格のＡＣアダプタが使用されているか確認してください。

下記のエラー表示の時、一度電源を切り、再度電源を入れ直してください。
エラーが解消できない場合は、最寄りの販売店へご連絡ください。
の表示。

質量センサが故障しています。

の表示。

温度センサが故障しています。

の表示。

メモリ（記憶回路）が故障しています。

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 71

17.3. 索引
キャリブレーションテストレポート .......38

記号__....................................................................... 18

時計設定.................................................36

安定マーク ............................................ 17

外部接点入力 1............................... 46, 56

電池残量マーク .................................... 17

外部接点入力 2............................... 46, 56

コンパレータ表示 ..........................17, 29

応答特性.................................................45?H1

コマンド､上限値要求........................... 59

判定条件.......................................... 27, 47?H2

コマンド､上限値要求........................... 59

分類項目､コンパレータ.......................47?H3

コマンド､上限値要求........................... 59

電源 ON 時､コンパレータ LED 全点灯 ...47?ID

コマンド､ID ナンバ要求...................... 59

コンパレータの明るさ.........................47?L1

コマンド､下限値要求........................... 59

コンパレータの比較判断値 .......... 27, 47?L2

コマンド､下限値要求........................... 59

コンパレータ反転.................................47?L3

コマンド､下限値要求........................... 59

ＣＰタイプ..........................................................3, 9, 15, 16?PT

コマンド､風袋値要求........................... 59

CT_＜_ スイッチ.................................................................. 19_＞_ スイッチ ................................................................. 19

コマンド､風袋クリア...........................59

Ｃタイプ...................................................... 3, 9, 15, 16, 21Ｄ
分類項目､データ出力................... 48 - 50

数字

4 倍角 .....................................................50

3 段選別モード ................................27, 29, 59, 60, 62 - 64
4 倍角...............................................33, 50

Ｅ
荷重不足.................................................18

5 段選別モード ................................27, 29, 59, 60, 62 - 64
六角レンチ ...............................................................5 - 9, 13

超過した荷重.........................................18

7 段選別モード ................................27, 29, 59, 60, 62 - 64

質量センサ異常....................................71
温度センサ異常....................................71
メモリエラー........................................71

アルファベットＡA (コマンド)Ｆ
累計値出力 ............................................ 59

FW-15

表示器スタンド台.................................10

ＡＣアダプタ ...........................................................7 - 9, 20

FW-16-4

車輪 ........................................................10

オートテア ......................................32, 45

FW-18-4

ローラコンベア.....................................10初期荷重を風袋引き.......................32, 46
オートテアまでの時間...................32, 46
AX-KO2466

通信ケーブル..................................10, 54

AXP-3003217D

表示器カバー............................... 7, 8

AX-PP147-S ロール紙..........................................10, 33

GMP .......................................................37
GLP

Good Laboratory Practice....................35

GMP

Good Manufacturing Practice....... 35, 37

ＨＢ
分類項目､基本設定 ........................45, 46
ボーレート 1 ......................................... 47
ボーレート 2 ......................................... 47
ビット長､パリティ 1............................ 47
ビット長､パリティ 2............................ 47
ブザー..............................................31, 46
Ｃ
CA

Ｇ

H1

コマンド､上限値設定...........................60

H2

コマンド､上限値設定...........................60

H3

コマンド､上限値設定...........................60
ホールド条件.........................................46

Hold

ホールドマーク.....................................17

HV-C/CP シリーズ........................................................3, 9
HVW-02

延長ケーブル.........................................10

HVW-02CBJA USB インタフェース.............10, 51, 52
コマンド､累計クリア........................... 59

HVW-03CJA

キャリブレーション.......................42, 43

HVW-04CJA

コンパレータリレー出力 ......10, 51, 55

調整中エラー ........................................ 18

HVW-08C

延長ケーブル.........................................10_CAL_ スイッチ...........................................15, 16, 42, 43

HVW-11C

壁掛け金具.............................................10

ﾍﾟｰｼﾞ 72

RS-232C インタフェース.....10, 51, 54

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

HVW-12C

プリンタ台 ............................. 10

HVW-13大型ローラコンベア............................. 10

HVW-14中型ローラコンベア............................. 10

HW-C/CP シリーズ...................................................... 3, 9Ｒ
RS-232C.................................................................... 10, 54
Ｓ
ID ナンバ付加........................................48
ID ナンバ付加........................................49

Ｉ
ID

ID ナンバ............................................... 35

ID ナンバ付加........................................50

ID

ID ナンバ設定 ....................................... 59

分類項目､通信.......................................47

ID

ID ナンバ付加 ................................48 - 50

通信フォーマット 1..............................47

GMP 出力 ch1...................................... 48

通信フォーマット 2..............................47

GMP 出力 ch2...................................... 49

内蔵プリンタ通信フォーマット .........47

GMP プリント....................................... 50

安定検出幅.............................................45
時刻・日付付加.....................................48

Ｌ
L1

コマンド､下限値設定........................... 60

L2

コマンド､下限値設定........................... 60

L3

コマンド､下限値設定........................... 60

時刻・日付付加.....................................49
時刻・日付付加.....................................50
安定検出時間.........................................45
累計モード...................................... 26, 46

内蔵プリンタラベル............................. 50
ローバッテリ .................................... 4, 11

Ｔ

乾電池の電圧不足 ............................... 71

T

ＡＣアダプタの電圧不足................... 71
バックライト明るさ............................. 45
バックライト制御 ................................ 45
単位質量の不足 .................................... 24
キーロック......................................18, 45
Ｍ_M+_ スイッチ..........................................................19, 26
M+ マーク............................................................ 17, 18, 26

ゼロトラック.........................................45
Ｕ
U

コマンド､単位の切替...........................59

UFC フォーマット............................................................65
USB ............................................................................. 10, 52
Ｗ
WinCT

データ通信ソフトウェア.............. 52, 53

Ｚ

N
N

コマンド､安定で風袋引き ...................59

コマンド､累計回数出力....................... 59

Z

コマンド､安定でゼロにする ...............59

Ｏ

五十音_ON/OFF_ スイッチ.......................................... 19, 20, 45

あOP-ch1

オプションチャンネル 1......... 47, 48, 51

アース.................................................................................14

OP-ch2

オプションチャンネル 2......... 47, 49, 51

足コマ..................................................................5, 6, 15, 16

OP-ch3

オプションチャンネル 3...................... 51

安定検出時間...........................................45

安定検出幅...........................................45

安定マーク............................................. 17, 45

Ｐ
個数計モードの単位................ 17, 24, 57
小数点.................................................... 45
オートパワーオフ ................................ 45
オートパワーオン ................................ 45
プリンタの改行 .................................... 50
出力モード 1 ......................................... 48
出力モード 2 ......................................... 49
内蔵プリンタ出力モード..................... 50
PT

コマンド､プリセット風袋設定........... 59

PT マーク ............................................................ 17, 18, 22
Ｑ
Q

インストール.....................................................................52
上皿............................................................. 5, 6, 7, 8, 15, 16
延長ケーブル

HVW-02.........................................10

延長ケーブル

HVW-08C......................................10

応答特性
オートテア

.............................................45............................................ 32, 45

オートテア時間....................................... 32, 46

オートパワーオフ.............................................45

オートパワーオン.............................................45

オートプリント............................................ 48 - 50, 58, 65
オプション.................................................................. 10, 51

コマンド､データ要求........................... 59

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 73

か

清掃.......................................................................................4

外形寸法 ......................................................................69, 70

設置条件...............................................................................4....................... 46, 55, 56

設定項目 ........................................................ 18, 26, 44, 45

下限値 ................................................................................ 29

設定値 ...................................................................18, 44, 45

HVW-11C ............................................. 10_セット_ スイッチ...........................................................19

紙送り ................................................................... 19, 33, 34_ゼロ_ スイッチ ....................................................... 17, 19

乾電池 ...................................................3, 11, 17, 21, 67, 68

ゼロ点....................................17, 19, 21, 26, 32, 38, 43, 61

乾電池の入れ方..................................................................11

ゼロ点マーク........................................................17, 19, 21

外部接点入力壁掛け金具.................................................. 45

キーロック

キャップ ............................................................. 5, 6, 15, 16
キャリブレーション

はかりの調整 ......................... 41

キャリブレーションテストレポート.............. 38

キャリブレーションレポート......................................... 37
組立.................................................................................. 5, 6
計量皿寸法 ..................................................................67, 68
ケーブルクランプ..........................................6, 8, 9, 12, 13
結束ケーブル ...................................................................... 6
故障.................................................................................... 71
個数計モード .......................................... 17, 19, 23, 24, 25
コマンドモード...........................................................57, 59
コンパレータ .................27, 29, 31, 32, 46, 47, 55, 56, 59
電源 ON 時､コンパレータ LED 全点灯......... 47

ゼロトラック........................................................45

ゼロ付近......................................................... 18, 26, 45, 46
た
単位質量................................................................17, 19, 24
直線性.......................................................................... 67, 68
通信ケーブル ............................................................. 10, 54
通信フォーマット...................................................... 47, 57
データ出力モード.............................................................57
データ通信ソフトウェア

WinCT................... 52, 53

データフォーマット.........................................................57
電源................................................ 3, 12, 13, 20, 21, 67, 68................................................17

電池残量マーク

電池寿命...................................................................... 67, 68....................................36

時計設定

コンパレータの明るさ.............................. 47

コンパレータの判断条件.............................27, 47

コンパレータの比較判断値.........................27, 47

内蔵プリンタ出力モード.....................50

コンパレータ反転.............................. 47

内蔵プリンタ通信フォーマット

.....................47

コンパレータ表示................... 17

内蔵プリンタラベル.....................50

コンパレータリレー出力

HVW-04CJA..... 10, 51, 55

な内部設定 ........................................................ 18, 19, 44, 64

コンパレータリレー出力／ブザー／接点入力.............. 55

はさはかりのゼロ点....................................................17, 43, 71

再現性 ..........................................................................67, 68

バックライト明るさ.......................................45

最小表示 ......................................................................67, 68

バックライト制御.....................................45

最大計数値 ..................................................................67, 68

パワーオンゼロ.................................................................21

サンプル個数 .................................................................... 24

パワーオン風袋引き.........................................................21

サンプル数 ........................................................... 24, 67, 68

判定結果.............................................................................29

時刻・日付付加..............................................33, 48, 49, 50

ビット長、パリティ.........................................................47

質量.................................................................24, 41, 67, 68

表示.............................................................................. 67, 68

FW-16-4 .............................................. 10

表示書換周期.............................................................. 67, 68

車輪

修理.................................................................................... 71

表示器カバー

AXP-3003217D ..................7, 8, 9

重力加速度の補正.......................................................41, 42

表示器スタンド台

FW-15........................................10

出力モード .....................................................33, 48, 49, 57

表示部..................................................................7, 8, 15, 16

使用環境 ......................................................................67, 68

ひょう量................................................................21, 67, 68

上限値 ................................................................................ 29

ひょう量(スパン)の調整 ................................................43

小数点 ................................................................................ 45

風袋引き........................................... 17 - 19, 21, 22, 46, 59............................32, 46_風袋_ スイッチ .................................................17, 19, 22

水平器 ................................................................. 5, 6, 15, 16

風袋引き中マーク.............................................................17

ストリームモード................................................ 48, 49, 57

フェライトコア.......................................................... 12, 13

スパンドリフト...........................................................67, 68

フォーマット.............................. 37, 39, 40, 47, 57, 65, 66

初期荷重を風袋引き

ブザーﾍﾟｰｼﾞ 74.............................................. 31, 46
HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

付属品 ..........................................................................7, 8, 9

保守管理.............................................................................71

ブラケット ..................................................................12, 13｢見出し｣､｢終了｣の出力 ...................................................39

PT...........................17, 18, 22, 59

モード切替.........................................................................23

プリセット風袋引き

プリンタ .........................................................33, 37, 47, 50
プリンタの改行
プリンタ台....................................... 50
HVW-12C................................. 10_プリント_ スイッチ ........................................ 19, 33, 45

ま_モード_ スイッチ................................................... 19, 23
表示の文字.........................................................................35

プリントスイッチによる出力......................................... 58

ら

分銅.................................................................................... 41

ランク.......................................................................... 27, 29

ベース部 ...........................................................5 - 8, 12 - 16

累計回数......................................................... 26, 33, 59, 65

別売消耗品 ........................................................................ 10

累計機能...................................................................... 17, 26

ポール .................................................... 5, 6, 12, 13, 15, 16

累計値............................. 18, 23, 26, 33, 48, 49, 50, 59, 65

ホールド ............................................................... 18, 46, 71

累計モード

ホールド条件............................................. 46..............................26, 33, 46

ロードセルケーブル....................................... 5 - 8, 12 - 14
ローラコンベア

FW-18-4..................................10

Hold ..........................................17, 18

大型ローラコンベア

HVW-13...................................10

ボーレート ..................................................................47, 58

中型ローラコンベア

HVW-14...................................10

ロール紙

AX-PP147-S..............10, 33, 34_ホールド_ スイッチ ..................................................... 19
ホールドマーク
ボーレート 1............................................. 47

ボーレート 2............................................. 47

HV-C/CP､HW-C/CP シリーズ

ﾍﾟｰｼﾞ 75