Ｐ４０シリーズ

ポータブル水質計

ポータブルで使えるマルチ水質計
MM-42DP／MM-41DP

pH

ORP

電気伝導率

HM-40P

pH

ORP

イオン

マイラナちゃん

光学式溶存酸素

NEW Digital Probe

新型デジタルプローブ採用

プローブ情報を自動で識別
2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由

pH

ORP

電気伝導率

光学式溶存酸素

デジタル通信伝送（ＲＳ-485伝送）
MM-41DP

MM-42DP1chタイプ2chタイプ

pH

電気伝導率

pH

pH
プローブ

pH計に

電気伝導率

電気伝導率
プローブ

pH
電気伝導率
プローブ プローブ

電気伝導率計にpH・電気伝導率計にpHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能
測定ユニットはそのままで、電極部のみを交換することができます。
ORPプローブ

pHプローブ
pH測定ユニット

ORP測定ユニット

袋ナット

袋ナット

交換可能

交換用
pH複合電極ELP-072

交換可能

交換用
ORP複合電極
ELM-027

ランニングコストや環境負荷の低減に

Waterproof
防水構造

Portableポータブルスリムデザイン
さまざまなフィールド測定に最適！

Backlight
無し

Memoryデータ
メモリー機能1500データ メモリー可能
測定時刻

測 定 値

温

バックライト有り

Expansion

システム拡張（対象：MM-42DP/41DP）

度

外部プリンター（EPS-P30）に接続可能

USBを介してパソコンへ接続可能

Mylana(マイラナ)は、東亜ディーケーケー ポータブル水質計 P40シリーズのブランドです。
ラナ(lana)は、ハワイ語で「漂う静かな水面」を意味します。
私の(お客さまの)パートナーとして水辺で使う身近な水質分析計でありたい．．．
それがMylanaです。

仕様／機能表◆ポータブルマルチ水質計 MM-42DP（2ch）/ MM-41DP（1ch）
JIS形式
（pH）

JIS形式Ⅰ

計量法型式承認番号（pH）

第SS201号

測定方式

pH

ガラス電極法

ORP

白金電極法

電気伝導率

交流2電極法

溶存酸素

光学式

温度

サーミスタ抵抗体
表示器

測定項目/範囲※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。
MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。

カスタムLCD（バックライト付き）

pH

pH0.000〜pH14.000

ｍV
（ORP）

‑2000〜2000mV

電気伝導率

0.1mS/m〜10S/m

電気抵抗率0.1Ω･m〜10kΩ･m（電気伝導率からの換算）

塩分（NaCl、PSS：実用塩分）
TDS（全溶存固形物量）
溶存酸素 / 飽和率

電気伝導率からの換算
0.00〜20.00mg/L または 0.0〜200.0％

温度

0.0〜100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時：0.0〜50.0℃

pH

pH-2.000〜pH16.000

ｍV
（ORP）

‑2200〜2200mV
0.000〜2.000mS/m （0.00〜20.00μS/cm）

電気伝導率（手動/自動レンジ切換え）

0.00〜20.00mS/m（0.0〜200.0μS/cm）

0.000〜2.000S/m（0.00〜20.00mS/cm）（0.000〜2.000mS/cm）

0.0〜200.0mS/m（0.0〜200.0mS/cm）

0.00〜20.00S/m

SI単位（S/m）と旧単位（S/cm）の切換可

0.005〜2.000 Ω･m （0.5〜200.0Ω･cm）（0.000〜2.000kΩ･cm）

0.00〜20.00 Ω･m
表示範囲

電気抵抗率
（手動/自動レンジ切換え）（0.00〜20.00kΩ･cm）

0.0〜200.0 Ω･m

0.000〜2.000kΩ･m （0.0〜200.0kΩ･cm）（0.000〜2.000MΩ･cm）

0.00〜20.00kΩ･m（0.00〜20.00MΩ･cm）

0.0〜200.0kΩ･m

0.000〜2.000MΩ･m （0.0〜200.0MΩ･cm）
SI単位（Ω･m）と旧単位（Ω･cm）の切換可

繰返し性（計器本体）

塩分0.00〜4.04％（NaCl）

TDS（全溶存固形物量）（手動/自動レンジ切換え）

0〜99.99 / 999.9 mg/L
0〜9.999 / 99.99 / 999.9 g/L

0.00〜42.40psu（PSS）

溶存酸素 / 飽和率

0.00〜22.00mg/L または 0.0〜220.0％

温度‑5.0〜110.0℃ 溶存酸素プローブ使用時：‑5.0〜55.0℃

pH±0.006pH

ｍV
（ORP）

±2mV

電気伝導率 / 電気抵抗率
塩分 / TDS（全溶存固形物量）±0.5％ FS

溶存酸素 / 飽和率

8mg/L±0.1mg/L または 100％±1％ ＊MM4-DDOとの組み合わせ時

温度±0.2℃以内

pH温度補償範囲

ATC（自動温度補償）：0〜100.0℃
MTC（手動による温度補償）：0〜100.0℃

電気伝導率
温度補償範囲

ATC（自動温度補償）：0〜100.0℃
MTC（手動による温度補償）：0〜100.0℃
OFF（温度補償なし）

電気伝導率基準温度設定

25℃固定

電気伝導率温度係数（直線）

0〜10.00％/℃

溶存酸素温度補償範囲

ATC（自動温度補償）：0〜50.0℃

pH校正

JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正

温度校正

1点校正

性能保証温度、湿度
防水構造
データメモリー校正履歴作成機能
インターバル測定機能 ※1
印字機能

0〜45℃ 20〜90%以下（結露のないこと） ＊オプションの外部プリンターを使用の場合は、0〜40℃
IP67（1m、30分浸漬可） ＊プローブ非接続時無効
MM-42DP：各ch 1500データ（測定時間、測定値、温度）（データメモリー操作を行うと、ch1およびch2の測定データを同時に記憶します。）
MM-41DP：1500データ（測定時間、測定値、温度）
本体側：最新1回分

プローブ側：pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分○（設定間隔：1秒〜99分59秒 または 5分〜99時間59分にて任意設定可）○ オプションの外部プリンター EPS-P30（普通紙印字）に接続可

オートホールド機能○ 安定判断値：固定オートパワーオフ○ OFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可USB（ペリフェラル、Micro）

アナログ出力（絶縁）※2

○ 絶縁

pH

pH0〜pH14ｍV（ORP）‑2000〜2000mV → 200〜2200mV→

500〜1900mV

電気伝導率 / 電気抵抗率

各レンジ 0〜FS（2000digit）→ 200〜2200mV

塩分（NaCl換算）

0.00〜4.00％ → 200〜2200mV

塩分（PSS-78換算）

0.00〜40.00psu → 200〜2200mV

TDS

各レンジ 0〜FS（9999digit）→ 200〜2200mV

溶存酸素

0.00〜20.00mg/L → 200〜2200mV

飽和率

0〜200％ → 200〜2200mV
0〜100℃ → 200〜2200mV

温度
電源

単3形アルカリ乾電池 / 充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電（充電機能はありません）※2

電池寿命
（推定値）
＊バックライト消灯、オプション未接続時

pHまたはORPプローブ接続時：約800時間
電気伝導率プローブ接続時：約500時間
光学式溶存酸素プローブ接続時：約60時間※2

消費電力

0.2VA
（電池3V使用時）、0.9VA（USB給電時）

外形寸法（突起物含まず）
本体質量（電池含む）

約70
（幅）
×35
（高）
×185
（奥）
mm
MM-42DP：約300ｇ

MM-41DP：約290ｇ◆ポータブルpH・イオン・ORP計 HM-40P
JIS形式
（pH）
計量法型式承認番号
（pH）
ORP

白金電極法

イオン

イオン電極法サーミスタ抵抗体

温度表示器
測定項目/範囲

表示範囲

繰返し性（計器本体）

第SS191号
ガラス電極法pH
測定方式

JIS形式Ⅰ

カスタムLCD（バックライト付き）

pH

pH0.00〜pH14.00

ｍV
（ORP）

‑2000〜2000mV

イオン

使用するセンサによる

温度

pH/ORP：0.0〜100.0℃

pH

pH-2.00〜pH16.00

イオン：使用する電極による（温度測定機能はありません）

ｍV（ORP）‑2200〜2200mV

イオン（自動レンジ切換え）

0.0〜19.9 / 20〜199 μg / L
0.20〜1.99 / 2.0〜19.9 / 20〜199 mg / L
0.20〜1.99 / 2.0〜19.9 / 20〜199 / 200〜999 g / L

温度‑5.0〜110.0℃

pH±0.02pH

ｍV
（ORP）

±2mV

イオン

±0.5% FS

温度

±0.2℃以内

pH温度補償範囲

ATC（自動温度補償）：0〜100.0℃
MTC（手動による温度補償）：0〜100.0℃

pH校正

JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正

温度校正

1点校正

イオン校正

最大3点校正性能保証温度、湿度
データメモリー
防水構造
校正履歴作成機能
インターバル測定機能 ※10〜45℃ 20〜90％以下（結露のないこと）
1500データ（測定時間、測定値、温度）IP67（1m、30分浸漬可） ＊電極非接続時無効
最新1回分 （“キャル・メモ”pH / イオン電極と組み合わせた場合は、電極側に最新含め2校正データ分保存可能）○（設定間隔：1秒〜99分59秒 または 2分〜99時間59分にて任意設定可）

オートホールド機能○ 安定判断値：固定

オートパワーオフ○ OFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可

電源

電池寿命
（推定値）
＊バックライト消灯、オプション未接続時
消費電力
外形寸法
（突起物含まず）
本体質量（電池含む）

単3形アルカリ乾電池 / 充電式ニッケル水素電池 2本
約2000時間
0.1VA（電池3V使用時）
約70（幅）×39（高）
×188
（奥）
mm
約300ｇ

※1 短時間（半日程度）の簡易モニタリングなどに有効です。
※2 オプションのアナログ出力接続時や、溶存酸素プローブで連続測定を行う場合は、電池寿命が短くなるため、
AC-USBアダプターASSY（7472510K）の使用を推奨します（USB給電）。

標準添付品
MM-42DP

MM-41DP

pH・電気伝導率プローブセット

pH・溶存酸素プローブセット

pHプローブセット

ORPプローブセット

pHプローブ MM4-PH

pHプローブ MM4-PH

pHプローブ MM4-PH

ORPプローブ MM4-ORP

電気伝導率プローブ MM4-EC

pH6.86標準液 100mL

pH6.86標準液 100mL

比較電極内部液 50mL

pH6.86標準液 100mL

pH4.01標準液 100mL

pH4.01標準液 100mL

ポリビーカー 50mL
（1個）

pH4.01標準液 100mL

比較電極内部液 50mL

比較電極内部液 50mL

単3形アルカリ乾電池（2本）

比較電極内部液 50mL

ポリビーカー 50mL（3個）

ポリビーカー 50mL
（3個）

取扱説明書

ポリビーカー 50mL（3個）

コネクター保護キャップ

単3形アルカリ乾電池（2本）

コネクター保護キャップ単3形アルカリ乾電池
（2本）

取扱説明書

単3形アルカリ乾電池
（2本）

取扱説明書

取扱説明書

※溶存酸素プローブ MM4-DDOは電気伝導率プローブセット
電気伝導率プローブ MM4-EC
単3形アルカリ乾電池
（2本）
取扱説明書

別途手配が必要です。

こちらのQRコードからMylana（マイラナ）
詳細ページを見ることができます。

HM-40P
pH電極セット

ORP電極セット

pH複合電極 GST-2739C

ORP複合電極 PST-2739C

pH6.86標準液 100mL

比較電極内部液 50mL

pH4.01標準液 100mL

ポリビーカー 50mL（1個）

比較電極内部液 50mL

単3形アルカリ乾電池（2本）

ポリビーカー 50mL
（3個）

取扱説明書

単3形アルカリ乾電池
（2本）
取扱説明書
＊ 本体のみご購入の場合は、ポリビーカー50mL(3個)、単3形アルカリ乾電池、取扱説明書が添付されます。
（MM-42DPはコネクター保護キャップも添付）＊ 標準添付の単3形アルカリ乾電池はサンプル提供品です。
＊ MM-41DP 溶存酸素プローブセットをご購入の場合は、本体とプローブをそれぞれ手配してください。

当社ホームページやYouTubeにて、

P40 シ リ ー ズ P40シリーズの特長や、測定のポイントなどについて製品紹介・お役立ち動画

本社 169−8648 東京都新宿区高田馬場1−29−10
TEL. 03-3202-0219

FAX. 03-3202-5127

e-mail:eigyo ＠ toadkk.co.jp

https://www.toadkk.co.jp/

紹介した動画をご覧いただけます。

本カタログに記載された内容は、ご了承なしに変更させていただくことがあります。
表示価格には消費税は含まれていません。
2022年10月作成