小型・太陽光発電計測システム

Solar Link ZERO-T4・LTE通信対応

機器仕様書

対応品

rev. 2.00

rev. 2.01

目次
1

商品構成...............................................................................................................................................................................12設置可能な環境.................................................................................................................................................................23仕様........................................................................................................................................................................................34

各部の名称と機能............................................................................................................................................................45

RS-485 通信方式などの設定........................................................................................................................................66

RS-485 信号線用端子台..................................................................................................................................................77

LED 表示...............................................................................................................................................................................88

取り付けに必要な寸法...................................................................................................................................................99

AC 電源アダプタ（ZERO 単体出荷向け ）. .................................................................................................................. 1010電源ユニット（パッケージ提供向け）. ...................................................................................................................... 1111

認証済みのアンテナ.................................................................................................................................................. 12● 本書は Solar Link ZERO-T4（rev. 2.00、rev. 2.01）（以下、ZERO）の機器仕様書です。
● ZERO に搭載されている携帯電話回線（以下、ZERO の無線回線）を使用する場合の医用電気機器への電波の影響を防止するための使用に関する指針

下記の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」（電波環境協議会）に準拠したものです。
医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。
・手術室、集中治療室（ICU）、冠状動脈疾患監視病室（CCU）には本装置を持ち込まないでください。
・病棟内では、本装置を使用しないでください。
・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、本装置を使用しないでください。
・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
植込み型心臓ペースメーカ（植込み型除細動器を含む）を装着されている場合は、装着部から本装置のアンテナを22cm 以上離して使用してください。
・電波により植込み型心臓ペースメーカの作動に悪影響を及ぼす原因となります。
自宅療養など医療機関の外で、補聴器などの植込み型心臓ペースメーカ以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。
・電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

LTE 通信対応・機器仕様書

1

商品構成

● ZERO

USBメモリModel: Sola r Link ZERO-T4
S/N: LDM 4456789
MAC: 04EEEEABCXYZZERO の無線回線を使用する.
場合には、SIM カードを.
挿入して出荷いたします。

R 003-190181
T D190148003

仕様や構成によるパッケージには添付されません。

施工説明書・取扱説明書 なども同梱されます。

● 商品構成により添付されるもの（何れか一つ・詳細は 10 ～ 11 ページ）AC 電源アダプタ

電源ユニット（パッケージ提供用途）

入力：AC100V

2.1

入力：AC100V ／ AC200V

2.2+－Output DC
5V 25W

ケーブル長：約 150 cm

電源プラグ付ケーブルを取付済み
ケーブル長：約 40 cm

DC OK

Input AC

100 - 240V
L
1.1

N
1.2

27 mm
（詳細は 12 ～ 13 ページ）
● ZERO の無線回線を使用する場合のアンテナ・LTE 通信機では組み合わせて計２本使用します。送受信を行うメインアンテナは ANT A 側に接続します。
・感度はほぼ同等ですので、ZERO とアンテナの設置位置で使い分けます。
269 mm（±3ｍｍ）

厚さ 25 mm.1 mm)

269 mm（±3ｍｍ）

6.7 mm

35Φ5
壁面取付穴
（2箇所）

5000 mm（±50mm)

25

ケーブル長 2.5 m

148 mm
両面テープ付80 mm(±1.1 mm)10

両面テープ付

3000 mm (±120 mm)

72 mm(±1.1 mm)(±3.1 mm)

6.7 mm

13 mm

140 mm

106 mm(±5.1 mm)

両面テープ付

3000 mm (±120 mm)

納入先の仕様に合わせて.
設定し、出荷いたします。

本体取付穴

サブアンテナ用・直付型

丁字型・両面テープ付

盤外設置向け［屋外で使用できません］［ケーブル長：約 3m］［ケーブル長：3.5m・5 ｍ・10m］-1-

Solar Link ZERO-T4

2

設置可能な環境●設置環境□ 手が届く場所
ZERO の電源を切る前にボタン操作により機器の停止を行う必要があります。
また、必要に応じて次の操作が必要です
施工中に ZERO とお手持ちの Windows PC を LAN ケーブルで接続していただく必要があります。
USB メモリが付属している場合、必要に応じて USB メモリ内のプログラムを使い ZERO の設定を変更する事があります。

□ AC 電源アダプタ使用時：
AC100V の商用電源が確保でき、ZERO と電源コンセントが専用 AC 電源アダプタで接続可能な場所。
（AC 電源アダプタのケーブル長：約 150 cm）
電源ユニット使用時：
AC100V または AC200V の商用電源が確保できること。
（電源ユニット用ケーブル長：約 40 cm）□ パワーコンディショナやリモート I/O 等から RS-485 通信ケーブルが十分に届く場所。
（RS-485 接続の場合）□ ZERO の無線回線使用時：
NTT docomo の LTE エリア内の電波が安定して届く位置。
（FOMA のみのエリアではお使いいただけません）□ ZERO を入れる収納箱がある場合は、収納箱を設置できる広さが十分にある場所。
※以下の場所は避けてください。
● 湿気やホコリが多い場所● 最高気温が 60℃を超える場所（高圧パッケージは 40℃を超える場所）● 直射日光の当たる場所● 熱の発生する場所（ストーブ・ヒーターなど）の近く※屋外に設置する場合は、十分な防水対策がされた収納箱に収めて設置ください。

-2-

LTE 通信対応・機器仕様書

3仕様●ハードウェア仕様
プロセッサ

Broadcom BCM2837

CPU

ARM Cortex-A53

動作周波数

1.2 GHzRAM

1 Gbyte LPDDR2

記憶装置

8 Gbyte eMMC

Ethernet

有線

携帯電話網

特定無線設備の種別 :モデル名 :
工事設計 認証番号 :技術基準適合自己確認番号 :USB

USB2.0 ［ホスト (A) x 2・デバイス (microAB) x 1 ］

シリアルポート

RS-485 入出力ポート（5pin 端子台）x 2.
・2 線式（半二重）または 4 線式（全二重）の選択可［出荷時に設定］
・終端抵抗の有無の選択可［出荷時に設定］
絶縁分離仕様（耐圧 500V 以上）

RTC

時計・カレンダー機能、バックアップ用２次電池 搭載

汎用入力

タクトスイッチ x 1（再起動 または 終了前に押下）

電源

DC5V 2A

消費電力

10 VA（最大）使用温度範囲-20 ～ 60 ℃（湿度 85%RH 以下  結露なきこと）

保存温度範囲-20 ～ 60 ℃（湿度 85%RH 以下  結露なきこと）

外形寸法

W. 152 x D. 102.4 x H. 46.6〔mm〕（突起を除く）

ケース材質

ABS 樹脂ケース色

PANTONE:3145C 相当

本体重量

約 300 g

10BASE-T/100BASE-TX（RJ-45）
第 2 条第 11 号の 19
AMM574A
R 003-190181
T D190148003

難燃性グレード UL94-V0-3-

Solar Link ZERO-T4

4

各部の名称と機能■正面①ステータス確認用 LED②MOBILE 通信確認用 LED③MOBILE 通信用のメインアンテナ接続端子
Model: Sola r Link ZERO-T4S/N: LDM 4456789
MAC: 04EEEEABCXYZ
R 003-190181
T D190148003④シリアル番号シール⑤RS-485 通信確認用 LED⑥RS-485 端子台
RS-485 ポート1 用端子台

RS-485 ポート2 用端子台

⑦MOBILE 通信用のサブアンテナ接続端子■上面⑧microUSB ポート⑨USB ポート⑩LAN ポート■左側面⑪タクトスイッチ■右側面⑫電源差し込み口⑬SIM カードスロット-4-LTE 通信対応・機器仕様書

図中番号
①

名称機

能詳

細ステータス確認用 LED（P.8 参照）
ST1

LED（赤）

ZERO の起動やデータ作成時等に加 下記状態の時に点灯します。.
え、ZERO の無線回線の電波強度 ・ZERO の起動中 / データ作成中 / 停止動作中 .
/ ZERO の無線回線使用時に電波強度が低い場合（※ 1）の状態を示します。

ST2

LED（緑）

通信の成否状態を示します。

PW

LED（緑）

通電時に点灯します。

正常データの取得時に点滅します。データが取得できない場合は点灯したままの状態になります。

②

MOBILE 通信確認用 LED（黄緑）ZERO の無線回線使用時に点滅や点灯します（P.8参照）（※ 1）。

③

MOBILE 通信用のメインアンテナ接続端子

ZERO の無線回線用のメインアンテナを接続します（※ 1）。

④

シリアル番号シール シリアル番号、MAC アドレスが記載されています。

⑤

RS-485 通信確認用 LED（P.8 参照）⑥

RX1
RX2LED（橙）各 RS-485 ポートの.
データ受信状態を示します。

データ受信時に点滅します。通信方式が垂れ流し式の機器との接続では、ほぼ点灯状態になります。

TX1
TX2

LED（黄）

各 RS-485 ポートの.
データ送信状態を示します。

データ送信時に点滅します。通信方式が垂れ流し式の機器との接続では、消灯したままの状態になります。

RS-485 端子台（P.6 ～ P.7 参照）
端子台 1, 2

RS-485 信号線を接続します（#1 がポート１、#2 がポート２を表します）。

⑦

MOBILE 通信用のサブアンテナ接続端子⑧microUSB ポート使用しません（メンテナンス用）。

⑨USB ポートUSB メモリや USB マウス、通信用のドングル、FLIPLINK などを接続します。

⑩LAN ポート

LAN ケーブルの接続に使用します。 10BASE-T/100BASE-TX  (RJ45)

タクトスイッチ

ZERO の無線回線用のサブアンテナを接続します（※ 1）。

【ZERO 起動中の動作】
・3 秒以上 6 秒未満で離すと、ZERO が再起動状態になります（ZERO が再起動するまで約 2 分）。
・6 秒以上長押しして離すと、ZERO が停止状態になります。

⑪ （ZERO の左側面

ZERO の再起動と停止の.
操作に使用します。

⑫

電源差し込み口AC 電源アダプタまたは電源ユニットのプラグを接続します。DC 5V⑬

SIM カードスロット

ZERO の無線回線用 SIM カードが挿入されています（※ 1・※ 2）。  灰色のボタン）※1

ZERO の無線回線を使用しない場合は機能しておらず使用しません。※ 2-5-

挿入されている SIM カードを抜かないでください。

Solar Link ZERO-T4

5

RS-485 通信方式などの設定● RS-485 通信ポートについて（RS-485 接続の場合）

RS-485 の２線式または４線式は、接続するパワーコンディショナ等の機器仕様に合わせてソフトウェアと ZERO 基板上のジャンパーピン設定を済ませて出荷いたします。
RS-485 ポート周辺にシール貼付が無い場合は「2 線式・終端抵抗 ON」の設定です。
それ以外の設定での出荷時には下記のシールを貼付いたします。

2 線式・終端抵抗 ON 以外の設定時に貼付されるシール４線式に変更済み

終端抵抗 OFF に変更済み

シールのイメージ

設定内容を示すシール貼付例
筐体上蓋の外観（RS-485 端子台周辺）
シールの貼付無し
両ポートの設定が終端抵抗 ON
2 線式

両ポートの終端抵抗をOFF とした場合
出荷時に変更したポートのみにシール貼付

ポート 1 側を4 線式

4 線式に変えた場合出荷時に変更した
ポート側にシール貼付

終端抵抗を ON としておりますので、RS-485 通信を用いたパワーコンディショナ等と ZERO の接続は、下図の様に RS-485 接続の終端に ZERO が繋がる様に接続してください。
パワコン

パワコン

ZERO

パワコン

パワコン

ZERO

Model: Sola r Link ZERO-T4
S/N: LDM 4456789
MAC: 04EEEEABCXYZ

Model: Sola r Link ZERO-T4
S/N: LDM 4456789
MAC: 04EEEEABCXYZ

R 003-190181
T D190148003

R 003-190181
T D190148003

RS-485信号線
終端抵抗

ON

終端抵抗

ON

終端抵抗

ON

終端抵抗

OFF

終端抵抗

OFF

終端抵抗

ON

※ Ethernet（LAN）接続のみを使用しての計測では、本機能や設定の影響はありません。
-6-

LTE 通信対応・機器仕様書

6RS-485 信号線用端子台● パワーコンディショナ等からの RS-485 信号線を端子台に接続します（RS-485 接続の場合）

Model: Solar Link ZERO-T4
S/N: LDM 4456789
MAC: 04EEEEABCXYZ
R 003-190181
T D190148003

ネジサイズ：M3

ポート１２線式の場合
1+ 23-4+

SG

ポート 2４線式の場合
1+ 23Rx＋ Rx−

4+Tx＋Tx−SG

4 線式のZEROの端子台の役割

SG

SG

Rx＋

Rx－

Tx－

Tx＋

SG

485－485＋※4 線式では、パワーコンディショナなどからのTx 信号線を 1 と 2 へ、Rx 信号線を 4 と 3 に接続します。

4 線式での接続先端子名

ポート１・ポート２共通
端子名 RS-485 ２線式の場合

RS-485 ４線式の場合

1+485+接続する機器側の RS-485 + 端子を接続。

Rx+

RS-485 受信データ入力端子を接続。.
（接続する機器側の Tx+ と接続）

2－485－

接続する機器側の RS-485 － 端子を接続。

Rx－

RS-485 反転受信データ入力端子を接続。.
（接続する機器側の Tx－と接続）

3－２線式の場合は接続しません。

Tx－

RS-485 反転送信データ出力端子を接続。.
（接続する機器側の Rx－と接続）

4+２線式の場合は接続しません。

Tx+

RS-485 送信データ出力端子を接続。.
（接続する機器側の Rx+ と接続）

SGSG

接続する機器側にシグナルグランド（SG）端子がある場合に接続。

※ Ethernet（LAN）接続のみを使用しての計測では、本機能は使用しません。
-7-

Solar Link ZERO-T4

7

LED 表示● ZERO の LED 表示と内容は以下のとおりです。

状態を示す LED［ST1・ST2・PW・MOBILE］
MOBILE（黄緑） ZEROの無線回線の状態を示します。
電波圏外（または未使用時）
電源供給の状

点滅

電波圏内

通電中

点灯

ネットワーク接続中

PW LED（緑） 態を示します。

点灯

ZERO の無線回線を使用していない場合も点灯や点滅することがあります。

ST1（赤）※

ST2（緑）

ST1、ST2 LED の組み合わせで ZERO の状態を確認できます。

点滅

正常に動作している状態です。.
計測を行う際や内部処理時に、ST2 LED（緑）が点滅します（60秒間に1回以上、標準間隔：6秒に1回点滅）。
【電源ONの時：PW LED（緑）が点灯している時】60秒以上待ってもST2 LED（緑）が点滅しない場合は、ZEROが停止状態です。
【電源OFFの時：PW LED（緑）が消灯している時】
電源が入っていない状態です。

※

点灯

起動中か終了中です。電源プラグの抜き差しを行わないでください。.
処理が終了してST1 LED（赤）が消灯するまで、しばらくお待ちください。

点灯 or 点滅   

点灯【起動直後の場合】起動中です。電源プラグの抜き差しを行わないでください。
起動処理が終了してST2 LED（緑）が消灯するまで、しばらくお待ちください。
【起動からしばらく時間がたっている場合】
パワーコンディショナとの通信を行っていない状態です。

点灯

起動中です。電源プラグの抜き差しを行わないでください。.
起動処理が終了してST1 LED（赤）が消灯するまで、しばらくお待ちください。

※ ZEROの無線回線使用時には、電波が弱い場合に ST1（赤）が1回または2回の点滅を繰り返します。

RS-485 通信の状態を示す LED［RX1・TX1

RX2・TX2］

RX1・RX2（橙） 各 RS-485 ポートのデータ受信時に点滅します。.

接続されている機器からデータが受け取れない場合は、完全に消灯します。

TX1・TX2（黄）. 各 RS-485 ポートのデータ送信時に点滅します。.
接続されている機器にデータを送らない場合や、データを送る通信方式でない場合は、完全に消灯します。
※ RS-485 ポートに接続していない場合は、両 LED とも消灯したままです。
-8-LTE 通信対応・機器仕様書

8

取り付けに必要な寸法

45.3 mm

取付穴（4箇所）

Φ4.5mm（板厚 2.5mm）

102.4 mm

● ZERO の取り付け寸法

137 mm
152 mm● 接続や操作、メンテナンス用に、できるだけ下記の離隔距離を確保します
USB メモリが付属していない場合でも、メンテナンス用に上側のスペースを確保してください。

上側に 8 ～ 10cm 程度のスペースを確保

USB メモリが付属している場合、ネットワーク等の設定変更のみに使用します。
その場合以外で挿入しないでください。
（詳細は USB メモリ内の PDF に記載）

【ZERO の無線回線使用時】
アンテナ脱着用に5cm以上のスペースが必要（直付けアンテナは 8cm程度）

Model: Solar Link ZERO-T4
S/N: LDM 4456789
MAC: 04EEEEABCXYZ
R 003-190181
T D190148003【ZERO の無線回線使用時】
アンテナ脱着用に5cm以上のスペースが必要【ZERO の無線回線を使用しない時】
左側に３～ 5cm 程度のスペースを確保（電源プラグの抜差・スイッチ操作）※ 有線のネットワークを使用する（ZERO の無線回線を使用しない）場合には、アンテナを接続しません。
-9-

Solar Link ZERO-T4

9AC 電源アダプタ

ZERO 単体出荷向け● AC 電源アダプタ仕様
メーカー・型式

株式会社ユニファイブ・SNVUU3036-050040SA

電源

AC100V（50/60Hz）

出力DC5V

使用温度範囲-20 ～ 60 ℃

保存温度範囲-20 ～ 65 ℃

湿度（使用・保存）

5 ～ 95%RH（結露なきこと。）

外形サイズ

L. 72.7 x W. 35.7 x H. 53.0〔mm〕（突起部は除く）

重量

約 166 g

ケーブル長1500 ± 100〔mm〕

4A● AC 電源アダプタ 外観と寸法〔単位：mm〕

35.772.753.0(23.5)- 10 -1500±100

LTE 通信対応・機器仕様書

10電源ユニット

パッケージ提供向け●電源ユニット仕様
メーカー・型式フエニックス・コンタクト株式会社・UNO-PS/1AC/ 5DC/ 25W

定格入力電圧範囲

AC100 ～ 240V
（50/60Hz）

消費電流

AC100V 時：通常 0.53A
AC240V 時：通常 0.28A

出力DC5V

使用温度範囲-25 ～ 70 ºC

保存温度範囲

-40 ～ 85 ºC

湿度（使用時）95%RH 以下（ただし、結露しないこと）

外形寸法

H. 90.0 x W. 22.5 x D. 84.0〔mm〕

重量

約 150 g

DC 出力側ケーブル長

AC 出力側ネジ接続（締付けトルク   ：0.5Nm ～ 0.6Nm）
電線径 （単線／撚線）  
：0.2sq ～ 2.5sq（AWG24 ～ 14）
剥き線長さ   ：8mm

入力電圧範囲：AC85 ～ 264V

5.0A

約 400〔mm〕 L 字 DC プラグ付き●電源ユニット 外観と寸法〔単位：mm〕

DC 出力側2.12.2+－Output DC
5V 25W

276390

DC OK

Input AC

100 - 240V
L1.1N
1.222.584

AC 入力側90- 11 -Solar Link ZERO-T4

11

認証済みのアンテナ● ZERO の無線回線を使用する場合に何れかアンテナを組み合わせて使用します
アンテナの感度はほぼ同等です。ZERO の無線回線が安定する様に、ZERO の収納方法や設置場所、アンテナの設置位置で.
使い分けます。

型式

GSA.8822.B.301111

ケーブル長3m

保護等級

IP67

使用温度範囲

-40 ～ +85 ℃

用途または形状

盤外設置向け型式

SW-42F-LTE-B-I

ケーブル長3.5m・5m・10 ｍ

保護等級

IPx5

使用温度範囲-30 ～ +70 ℃

付属品

壁面取付金具(±3.1 mm)

丁字型

13 mm

106 mm(±5.1 mm)

用途または形状

6.7 mm35269 mm（±3ｍｍ）
Φ5
壁面取付穴
（2箇所）

5000 mm（±50mm)

251080 mm

148 mm

本体取付穴- 12 -

両面テープ付

3000 mm (±120 mm)(±1.1 mm)

用途または形状

サブアンテナ用
直付型

型式

TG.09.0113

保護等級

屋外使用不可使用温度範囲

-40 ～ +85 ℃

72 mm

LTE 通信対応・機器仕様書

27 mm

このアンテナの提供は終了しています

型式

SANT -800_2G_DA

ケーブル長

2.5 m

保護等級

IPx6

使用温度範囲-20 ～ +90 ℃

厚さ 25 mm

両面テープ付ケーブル長 2.5 m

サブアンテナ用（旧パッケージに添付）

140 mm

用途または形状※ 屋外にアンテナを設置される場合には、直接雨が掛からない、また、長期間お使いいただくために.
直射日光を避けてください。

改訂履歴

バージョン
1.11
2.00
2.01

内容起草
rev. 2.00 に対応（メンテナンスモードと RS-485 通信方式切替の変更）
rev. 2.01 に対応（rev. 2.01 の追記）
電源ユニットの変更
誤記修正
AC 電源アダプタの変更- 13 -

発行日
2021.07.01
2022.04.01
2023.09.19
2023.11.01
2023.12.18
2024.02.28

著作権について本ソフトウェア、本説明書の著作権は株式会社ラプラス・システムに帰属します。株式会社 ラプ
ラス・システムの許可なく、内容の全部または一部を複製、改変、公衆送信することは、著作権法上、禁止されております。
ソフトウェアには第三者が規定したエンドユーザーライセンスアグリーメントあるいは著作権通知に基づき、フリーソフトウェアとして配布されるコンポーネントを使用しています。
詳しくは USB メモリ内の ライセンス情報 .pdf をご参照ください。

お問い合わせ先株式会社 ラプラス・システム
お電話でのお問い合わせ

弊社 HP からのお問い合わせ

TEL: 075-634-8073

https://www.lapsys.co.jp/

お問い合わせはコールセンターへ。

「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

・本仕様書で登場するシステム名、製品名、ブラウザ名、サービス名は、各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
・本仕様書中では TM、R マークは明記していません。
・本仕様書の内容を無断で転載することを禁じます。
・本仕様書の内容は改良のため予告なく変更される場合があります。

株式会社 ラプラス・システム

2024.02.28〒 612-8083
京都市伏見区 京町 1-245
TEL:075-634-8073 ／ FAX:075-644-4832