波形表示型計装用コンディショナ

WGA-910A
波形で監視、数値で確認、タッチパネルでかんたん操作□ 波形比較機能
□ 多彩なホールド機能□ 数値登録校正で絶対圧測定に対応□ SDカード対応□ 4000回/秒の高速サンプリング

ラインナップ

アプリケーション

型式名

オプション機能

WGA-910A-0

なし

WGA-910A-1

BCD出力

WGA-910A-2

D/A出力

WGA-910A-3

RS-485

WGA-910A-4

CC-Link

WGA-910A-12

BCD，D/A出力

標準付属品
CD（取扱説明書，SDカード用PCソフトウェア）
別売品
AC100V用電源ケーブル P-23
AC200V用電源ケーブル P-28

射出成形器の異常測定

連続圧入の荷重測定

WGA-910Aなら結果を波形で確認できます。
さらに、比較判定結果を色分けしてわかりやすく表示できます。

外形寸法図

WGA-910A-0

www.kyowa-ei.com

標準仕様※オプション機能、別売品については弊社ホームページをご覧ください。
1
測定チャネル数
適用変換器ひずみゲージ式変換器(TEDS対応品接続可能)
適用ブリッジ抵抗 87.5Ω〜1kΩ（350Ω変換器を最大4台並列接続可能）
インタフェース：
IEEE1451.4 Mixed Mode Transducer Interface Class2 に対応
TEDS対応適合センサ：IEEE template No.33 に従った情報を持つセンサ，
ケーブル長30m以下
DC10V ，2 V 選択可能
ブリッジ電源
測定範囲−3.2〜＋3.2 mV/V (ゼロ調整範囲を含む)
ゼロ調整範囲測定範囲内(電源遮断時は非保持)
非直線性（0.02%FS＋1digit）以内
零点： 0.25μVRTI/℃以内
安定度
感度： 0.005%/℃以内
検出方式：デジタルホールド
ピーク/ボトム検出
応答周波数範囲：DC〜1kHz（＋1dB，−2dB）
サンプリング速度 4000回/秒
24ビット
分解能
アナログモニタ
電圧出力： （5V 200mV）（負荷抵抗5kΩ以上）
表示器

3.5型TFTカラーLCD 70.6 59.2 mm
表示エリア：320 240ドット タッチパネル

表示表示範囲：−99999〜＋99999(小数点は任意に設定可能)
更新速度：数値表示 約4回/秒 波形表示 約2回/秒

校正機能

平滑機能

ゼロ補正機能加算値

手動入力校正：感度登録校正，実負荷校正，工学単位
TEDS自動校正TEDS一部校正：TEDS校正項目
TEDS動作設定：TEDS読込動作，TEDS校正時ゼロ，TEDS情報表示
数値登録校正アナログフィルタ(ローパスフィルタ)：1 Hz， 30 Hz，300 Hz，なし(1kHz以上) の4段
減衰特性：-12 dB/oct.
最小目盛：1，2，5，10，20，50，100
移動平均：なし，2，4，8，16，32，64，128，256，512，1024，2048 回
ゼロトラッキング(判定時間毎ゼロ) (設定範囲内 自動デジタルゼロ)
判定時間：0.00〜9.99 秒 補正範囲：0〜99999
ゼロ付近ゼロ(最小桁ゼロ固定)(0〜9設定範囲内のとき表示をゼロにする)
設定範囲：0〜9
設定範囲： 99999

オリジナル値−3.2000 〜＋3.2000mV/V(5桁)（センサ出力値） 精度： 0.1 %FS以内
測定条件番号比較設定

波形比較設定安定検出32点(ただし制御入力では16点まで)の測定条件ファイルを設定
キー操作，制御入力，通信コマンドにより切換可能
比較器点数：5点
種類：上上限(HH)，上限(HI)，OK，下限(LO)，下下限(LL)
ホールド値が2つある場合は下記のように割り当てられます。
ホールド値1用：上限1(HI1)，下限1(LO1)
ホールド値2用：上限2(HI2)，下限2(LO2)
設定範囲： 99999
ヒステリシス幅：0〜9999
各比較器 使用選択可能
比較速度：4000 回/秒(常時比較モードの場合)
比較器点数：3点
種類：波形HI，波形OK，波形LO ，基準波形取得，波形比較上限，波形比較下限，比較波形移動，比較領域，波形登録
比較器出力論理：正論理／負論理
機能 有効／無効安定検出幅：0〜99999
安定検出時間：0.01〜9.99
安定検出論理：正論理／負論理

動作モード：ノーマル， ピークホールド，区間指定ピーク，時間指定ピーク，ボトムホールド，区間指定ボトム，時間指定ボトム， 任意点ホールド，区間
ピークボトム，時間ピークボトム，区間アベレージ，時間アベレージ，区間変曲点，時間変曲点，区間極大・極小，時間極大・極小，区間ピーク+アベレー
ジ，時間ピーク+アベレージ，区間ボトム+アベレージ，時間ボトム+アベレー
ジ， 区間ピーク+任意点，時間ピーク+任意点， 区間ボトム+任意点，時間ボ
トム+任意点，前回値比較ピーク，前回値比較区間ピーク，前回値比較時間
測定モード設定
ピーク，前回値比較ボトム，前回値比較区間ボトム，前回値比較時間ボトム
検出時間：0.01〜9.99秒
ディレイ時間：0.00〜9.99秒
動作モードにより，検出開始トリガレベル，検出開始トリガ方向，変曲点判別時間，変曲点判別値，極値判別設定，前回値比較初期値が設定可能
比較モード：常時比較，ホールド時比較
表示モード：常時表示，ホールド時表示
X軸設定 終点：0.5，1.0， 2.0，5.0，10.0，20.0，50.0，100.0 秒
Y軸設定 始点：-99999〜99999
終点：250， 500， 1000， 2000， 5000， 10000， 20000，
波形表示機能50000， 100000， 200000
波形開始モード，通過レベル，レベル通過方向，波形ホールド時間「動作モード」の設定に関係なく，入力の変動に対する波形を表示
キーロック，設定値初期化，バックライト点灯時間，言語，時計，比較表示色，システム
表示安定機能セルフチェック メモリ、チャネル
動作チェック 表示，タッチパネル，制御入出力，通信，BCD出力，D/A出力，SDカード
点数：9点
種類：ゼロ指令，ホールド指令，リセット指令，波形指令，TEDS指令， 測定
制御入力
条件選択0，測定条件選択1，測定条件選択2，測定条件選択3
信号形式：オープンコレクタ信号または無電圧接点信号
DC12 Vの電圧が印加でき， 5 mAの電流が流せること
点数：16点種類：HH，HI，OK，LO，LL，ヘルシー，チャネル異常，メモリ異常，SD， 通信エラー，SDエラー，波形HI，波形OK，制御出力
波形LO，安定出力， 変曲点／極値
出力形式：オープンコレクタ
最大負荷容量：DC30 V，20 mA(抵抗負荷)
信号方式：RS-232C 全二重方式
伝送方式：調歩同期式
ビット構成 データビット：7，ストップビット：1， パリティ：奇数，
通信
フロー制御：なし
設定内容 通信速度：2400，4800，9600，19200 bps
転送モード：連続出力，ホールド時出力，送受信
設定値保存：全設定値(ただし校正値を除く)をSDカードに保存
設定値読込：全設定値(ただし校正値を除く)をSDカードから読み込み，本器の設定値を書き換え
測定値集録 ：「集録」キーを押すと，波形データを集録してSDカードに保存
波形ファイル名表示：波形データの閲覧，ディレクトリ/波形データ削除
SDカードが可能
フォーマット：SDカード内に保存されている全てのデータを消去(クイックフォーマット)可能
アップデート：SDカードに保存されたプログラムバージョンに更新可能
SDカード種別：SDおよびSDHC対応，容量32 GBまで対応
AC100〜240V 消費電力：20VA以下
電源
100（W） 96（H） 135（D）mm（突起部含まず）
外形寸法
質量約950g（オプション含まず）
使用温湿度範囲 −10〜40℃，20〜85%以下(結露しないこと)
EMC指令 2014/30/EU（クラスA）
低電圧指令 2014/35/EU
適用規格（設置カテゴリⅡ，汚染度2，測定カテゴリO (Other) ）RoHS指令 2011/65/EU

技術的お問い合わせ
営業技術部☎042-485-6714
FAX: 042-486-1436

H29-06b

2018/12