৻ὐᑼนΆᕈࠟࠬᬌ⍮⼊ႎེġ㧺㨂㧙㧝㧜㧜㧴ข ᛒ ⺑ ᣿ ᦠ٨ ߎߩขᛒ⺑᣿ᦠߪ‫ޔ‬ᔅⷐߥߣ߈ߦߔߋߦขࠅ಴ߒߡ⺒߼ࠆࠃ߁‫ࠆ߈ߢޔ‬㒢ࠅりㄭߦ଻▤ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬٨ ߎߩขᛒ⺑᣿ᦠࠍࠃߊ⺒ࠎߢℂ⸃ߒߡ߆ࠄᱜߒߊߏ૶↪ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ขᛒ⺑᣿ᦠ▤ℂ⇟ภ
GAU − 073 − 09㧳㧭㨁㧙㧜㧣㧟㧙㧜㧤㧞㧜㧜㧤ᐕ
㧝㧜᦬૞ᚑ
2016 年 05
月作成⋡  ᰴ㧝㧚ߪߓ߼ߦ......................................................................................................................................................................㧝㧞㧚ᱜߒߊ߅૶޿޿ߚߛߊߚ߼ߦ...................................................................................................................................㧝㧟㧚൮ⵝౝኈ‛ߩ⺑᣿......................................................................................................................................................㧞㧠㧚ࠪࠬ࠹ࡓ᭴ᚑ..............................................................................................................................................................㧟㧡㧚ᄖᒻኸᴺߣฦㇱߩฬ⒓ ..............................................................................................................................................㧠㧡㧙㧝 ᜰ␜⼊ႎㇱ......................................................................................................................................................㧠㧡㧙㧞 ࠟࠬᬌ⍮ㇱ......................................................................................................................................................㧢㧢㧚ขઃ㈩✢ᣇᴺ..............................................................................................................................................................㧣㧢㧙㧝 ᜰ␜⼊ႎㇱขઃᣇᴺ.......................................................................................................................................㧣㧢㧙㧞 ࠟࠬᬌ⍮ㇱขઃᣇᴺ.......................................................................................................................................㧥㧢㧙㧟 ㈩✢߅ࠃ߮ធ⛯ᣇᴺ...................................................................................................................................㧝㧞㧣㧚૶↪ᣇᴺ..................................................................................................................................................................㧝㧠㧣㧙㧝 ߏ૶↪ߦߥࠆ೨ߦ ......................................................................................................................................㧝㧠㧣㧙㧞 ૶↪ᚻ㗅......................................................................................................................................................㧝㧠㧣㧙㧟 ᧄེߩേ૞⺑᣿..........................................................................................................................................㧝㧣㧣㧙㧠 ⼊ႎࠍ⊒ߒߚ႐ว ......................................................................................................................................㧝㧥㧣㧙㧡 ࡃ࠶࠹࡝࡯੤឵ᣇᴺ㧔଻቟㔚Ḯઃߩ႐ว㧕............................................................................................㧝㧥㧣㧙㧢 ࡔࡦ࠹࠽ࡦࠬᯏ⢻ ......................................................................................................................................㧞㧜㧤㧚଻቞ὐᬌ..................................................................................................................................................................㧟㧜㧤㧙㧝 ᣣᏱὐᬌ㧔߅ቴ᭽ߦⴕߥߞߡ޿ߚߛߊὐᬌ㧕........................................................................................㧟㧜㧤㧙㧞 ቯᦼὐᬌ......................................................................................................................................................㧟㧝㧤㧙㧟 ᩞᱜࠟࠬߩ૞ࠅᣇ ࠗ࠰ࡉ࠲ࡦ 0.1vol㧑ߩ႐ว....................................................................................㧟㧞㧤㧙㧠 ࠟࠬ࠮ࡦࠨ੤឵ᣇᴺ...................................................................................................................................㧟㧟㧤㧙㧡 ࡈࠖ࡞࠲੤឵ᣇᴺ㧔ๆᒁᑼࠟࠬᬌ⍮ㇱߩ႐ว㧕....................................................................................㧟㧡㧤㧙㧢 ࠡࡖ࠶ࡊ᧼ߩᷡ᝹ᣇᴺ㧔ๆᒁᑼᬌ⍮ㇱ㧼㧱㧙㧞㧰㧯ߩ႐ว㧕 ............................................................㧟㧡㧥㧚᡿㓚ߣ߅⠨߃ߦߥࠆ೨ߦ.......................................................................................................................................㧟㧢㧝㧜㧚઀᭽..................................................................................................................................................................㧟㧣㧝㧜㧙㧝 ᜰ␜⼊ႎㇱ..............................................................................................................................................㧟㧣㧝㧜㧙㧞 ࠟࠬᬌ⍮ㇱ..............................................................................................................................................㧟㧤㧝㧝㧚ᶖ⠻ຠ෸߮੤឵ㇱຠ ..........................................................................................................................................㧟㧤㧝㧞㧚଻⸽ߦߟ޿ߡ......................................................................................................................................................㧟㧤㧝㧟㧚⠴↪ᐕᢙߦߟ޿ߡ ..............................................................................................................................................㧟㧤㧝㧠㧚↪⺆ߩ⺑᣿..........................................................................................................................................................㧟㧥

１．はじめに
このたびは一点式ガス警報器 NV-100H 型をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
本器は、各種可燃性ガスの漏洩を連続的に検知し、あらかじめ設定された警報設定値を超えたときに警報ランプ及び音声メッセージにて報知し、ガス爆発、火災等の事故防止に役立てるための一点式ガス検知警報器です。
本器を正しく使用していただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
シンボルマークの説明
本器を安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。
：回避しないと、死亡または重傷を招く切迫した危険な状況の発生が予想される内容を示しています。
：回避しないと、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況の発生が予見される内容を示しています。
：回避しないと、軽傷を負うかまたは物的障害が発生する危険な状況の発生が予見される内容を示しています。
：取扱上のアドバイスを意味します。

２．正しくお使いいただくために正しくお使いいただくために、下記事項をよくお読みの上ご使用ください。
本器をご使用になる場合は、該当する全ての法律、規定に基づいてご使用ください。
据付及び配線工事等、本器に関わる工事全般については、有資格者の方が「工場電気設備防爆指針」、「ユーザーのための工場防爆電気設備ガイド」及び「電気設備技術基準」に基づいて施工してください。

実ガスによる動作チェックは、｢爆発の可能性がある可燃性ガスまたは、人体に悪影響を与える毒性ガス｣を使用するため大変危険です。このため、十分な経験と専門技術を取得された人、または弊社サービス員による点検確認を行なってください。

● 感電防止のため、必ず接地を行なってください。
● 警報を発したら、貴社で規定されているガスもれ時の処置を行なってください。
● 本器は防爆構造ではありません。非危険場所に取り付けてください。

● 本器の分解、改造、構造及び電気回路の変更等をしないでください。本器の性能をそこなう恐れがあります。
● 本器の出力信号を利用し、外部機器のインターロック等の制御を行なった場合、それによって生じた傷害、損害については弊社は一切その責任と補償を負いかねます。
● 本器は防滴構造ではありません。雨水がかからない場所に設置してください。
● 定められた法律、規則に準拠してご使用ください。
● 指示警報盤の近く（30cm）以内では、携帯電話・無線機等電波の発生する機器は使用しないでください。

１３．包装内容物の説明
包装箱を開けると下記のものが箱の中に入っています。ご使用前に必ずすべてそろっていることを確認してください。作業には万全を期していますが、万一製品に破損や欠品がございましたら、お手数ですが弊社までご連絡ください。送付いたします。
NV-100H 本体
ガス検知部
ヒューズ 1A

保安電源なし保安電源付
L 型レンチ
拡散式ガス検知部用 2,3,4mm
吸引式ガス検知部用 2,4,5,8mm
埋め込み用部品（パネル埋込式のみ）
フローチェッカー付フィルタ FC-32（吸引式ガス検知部のみ）
ガス捕集器（パイプフレア） PF-N3（吸引式ガス検知部のみ）
NV-100H 取扱説明書（本冊子）
検査成績書
保証書

オプション（別売）
拡散式ガス検知部 KD-5 用 KW-15
防雨カバー
吸引式ガス検知部 PE-2DC 用 PW-51
防雨キャップ KD-5 用 KW-22
オートドレン AD-40

２

1
1
1個
2個
各1本
各1本
1式
1個
1個
1
1
1

1
1
1
1

４．システム構成
本器はガスを検知する部分（ガス検知部）と、ガス濃度を指示し警報を発する部分（指示警報部）から構成されています。
各部はケーブルにより接続されます。

指示警報
NV-100H

電源
AC100/200V（DC24V）

制御機器

警報接点

6C ケーブル

3C ケーブル
拡散式
ガス検知部
KD-5

吸引式
ガス検知部
PE-2DC

図１ システム構成図

指示警報部は防爆構造ではありません。非危険場所に取り付けてください。

● ガス検知部は、拡散式または吸引式のいずれか 1 台を接続することができます。野外に設置する場合は防雨カバー（オプション）をご使用ください。
● 接続するガス検知部によりケーブル芯数は異なります。

３

５．外形寸法と各部の名称
５－１ 指示警報部

113

71.5

18 19 20 21 23

22 24

25

16
17
15

26

2

27

9
10

13

901

ALARM

8

BACKUP

14

2
6

4

1

2

6

1

11
RESET

0

5

172
194

10

204

23

7

POWER

78

3

12
456

8

A. SETBZ STOP

4
AS AR

N COM ZA1 ZB1 ZA2 ZB2 TA TB BZ

S

PA PB

28

29
R

E

A

B

C

D

F

G

H

2-φ6

図２ 指示警報部外形寸法図（保安電源なし）

110
32
31
ＦＵＳＥ

23

POWER
10

78

456

30

901

ALARM

8

BACKUP

2
6

1
4

234

2

0
A.SET

BZ STOPR

AS AR

N COM ZA1 ZB1 ZA2 ZB2 TA TB BZ

S

PA PB

E

A

B

70

C

D

F

G

H

3-φ6

図３ 指示警報部外形寸法図（保安電源付）

４

220

RESET

番号

名

称

は た ら きバックライト付 LCD バーグラフメ－タで、ガス濃度及び警報設定値を表示します。警報後指示値が下がってもピーク値を点滅表示します。
通常動作時は緑色点灯し、センサ故障時は橙色点灯します。
通電初期及び故障回復後は、緑色点滅しウォームアップ中であることを表示します。

１

ガス濃度指示計２

電源ランプ（POWER）

３

警報ランプ（ALARM）

４

ブザー停止キー（BZ STOP） キー押すと警報音が止まり、警報ランプの点滅が点灯に変わります。

５

リセットキー（RESET）

６

警報設定キー（△ ▽）７保安ランプ（BACKUP）

通常時消灯、保安電源オプション付の場合停電時赤色点滅します。

８

メッセージ表示窓

各機能操作時にメッセージを表示します。

９

モードスイッチ

メンテナンスモード 1，2 等のモード設定を行ないます。

警報時赤色点滅してガス漏れを表示し、ブザー停止で点灯に変わります。
ブザー停止操作後、指示値が低下した状態でキーを押すと警報ランプ及びピー
クホールド指示が消灯します。ブザー停止操作する前に押しても消えません。
警報設定値の変更用で△キーを押すと設定値が上昇、▽キーを押すと設定値が下降します。

１０ ファンクションスイッチ

各機能の設定に使用します。

１１ エンターキー

各機能の設定時に使用します。

１２ SOUND ボリューム

警報音の音量調整ボリュームです。音量を小さくしたい場合調整します。

１３ プログラムコネクタ

プログラム書き込み時に使用します。通常は使用しません。

１４ プログラムスイッチ

プログラム書き込み時に使用します。通常は左側で使用します。

１５ 電源スイッチ

装置全体の電源開閉用です。

１６ AC 電源ヒューズ

φ5.2×20L 1A ガラス管ヒューズ

１７ ジャンパーピン

各種設定用です。お客様での設定は不要です。

センサ信号チェック端子（SIGNAL）
センサ電流チェック端子
１９（CURR CHECK）
バッテリーテストスイッチ
２０（B.TEST）
センサ電流調整ボリューム
２１（CURR）
１８

２２ テストボタン（TEST）

ガスセンサ信号点検端子です。
ガスセンサの電流点検端子です。
1Ω抵抗を内蔵しておりテスターの電圧レンジで測定します。
蓄電池の簡易寿命点検用です。保安電源なしの場合は使用しません。
ガスセンサのセンサ電流調整用ボリュームです。
動作テスト用ボタンスイッチです。

２４

テストボタンを押した時、指示計の指示を調整するためのボリュームです。
通常はフルスケールを指示するように調整されています。
ガスセンサのゼロ点調整用ボリュームです。
調整はメンテナンスモード 2 で行ないます。
ガス濃度に対する指示値校正用ボリュームです。
調整はメンテナンスモード 2 で行ないます。

２８ 端子台

外部配線の接続用端子台です。

２９ スピーカー

警報音出力用です。音声メッセージにてガス漏れを知らせます。

３０ 保安電源オプション

蓄電池を内蔵しており、停電時に電力を供給します。

３１ バッテリースイッチ

保安電源オプションのバッテリー開閉用です。

３２ バッテリーヒューズ

φ5.2×20L 1A ガラス管ヒューズ

２３ テストボリューム（TEST）

ゼロ調整ボリューム（ZERO）
スパン調整ボリューム
２５（SPAN）
アナログ出力調整ボリューム
アナログ出力 4mA（1V）調整用ボリュームです。
２６（L）
アナログ出力調整ボリューム
アナログ出力 20mA（5V）調整用ボリュームです。
２７
（H）

５

５－２ ガス検知部(1) 拡散式ガス検知部 KD-5
78

10 13 12 11

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
番号

77

7

53
42

1

46
99

2

9

39

15

138

192

123

6

14

5

防雨カバー
防雨キャップ
止めネジ
グランドカバー
グランド
ナベ小ネジ
サドル
スタンド
M5 6 角穴付ボルト
M4 6 角穴付ボルト
ガード受け
センサガード
センサユニット
端子箱蓋
端子箱
名 称

1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
数量

KW－15
KW－22

備 考

8

4
3

2-9×156794

楕円穴

図４ 拡散式ガス検知部（KD-5）外形寸法図

KD-2A、KD-3A 型ガス検知部使用の場合は別冊 KD-2A、KD-3A 取扱説明書を参照してください。

(2) 吸引式ガス検知部 PE-2DC
146
122

4-Φ7

20

96
76

1

①
⑦
④
③
177

A
B

135

⑥
⑤

⑩
348 ②
⑧
P

接地端子

137

34
49

G3/4

図５ 吸引式ガス検知部外形寸法図

６

10

名板

1

8
7
6
5
4
3
2
1
番号

端子台
吸引ポンプ
エレメントユニット
取付台
ハーフジョイント
ギャップ板
端子箱
検知部本体
名 称

1
2
1
1
2
2
2
1
数量

備 考

６．取付配線方法
６－１ 指示警報部取付方法
取付方法は、壁掛式とパネル埋め込み式の 2 通りあります。

指示警報部は防爆構造ではありません。非危険場所に取り付けてください。

● 指示警報部は、常時人がいて、警報があったときの処理や指示の伝達に便利な見やすい場所に取り付けてください。
● 指示警報部は、振動や電気的ノイズ、腐食性ガスがある場所および高温、多湿の場所は避けて取り付けてください。
● 接点は機械式リレーを使用しています。過度な衝撃や振動を加えると誤動作する可能性がある為、できるだ
接点は機械式リレーを使用しています。異常な衝撃や振動に弱いため、使用する場合できるだけ衝
け衝撃・振動の少ない場所に設置したうえで、接続先で1 秒以上の遅延処理を行ってください。
撃・振動の少ない場所に設置したうえで、上位監視システムで１秒以上の遅延処理を行ってください。

ガス検知部については、別途ガス検知部の取扱説明書を参照してください。

(1) 壁掛式の取付方法
壁に取付穴を図６のようにあけてください。
保安電源付の場合は付属の取付板 2 枚を本体上下に取り付けてください。
取付穴にアンカーを打ち込み、まず上側の穴にボルトを取り付けてください。
本体の上側のダルマ穴にボルトを引っ掛け下側にボルトを取り付け、上下のボルトを締め付けてください。

113

2-φ30
（ｹｰﾌﾞﾙ入線口）

3-φ7

220
234

2-φ7

172
204

113

8.5

①
②
③
④

60

70

保安電源なし

3-φ7

保安電源付

図６ 壁掛式 取付穴寸法図● 保安電源なし、保安電源付の場合で取付穴寸法が異なります。
● 保安電源なしの場合ケーブル入線口は背面及び下側の 2 方向からできるようになっています。背面から入線すればケーブルを隠すことができます。保安電源付の場合ケーブル入線口は下側のみとなります。
● 本体を取り付ける際は、本体下側にメンテナンススペースとして 30cm 位のスペースを空けて取り付けてください。さらに、保安電源付の場合は本体右側にもバッテリー交換スペースとして 30cm 位のスペースを空けて取り付けてください。

７

(2) パネル埋込式の取付方法① パネルに図７のように角穴をあけてください。

197±1
200

110
107±1

図７ パネルカット寸法図② 本体を角穴にパネル前面から挿入してください。
図８を参考に取付ネジで埋込金具を本体背面に取り付け、固定ネジでパネルに締め付けてください。
本体は 1.6～6mm の厚さのパネルに取り付けることができます。

パネル

固定ネジ

パネル

取付ネジ

固定ネジ
取付ネジ

埋込金具

埋込金具

本体

本体

保安電源なし

保安電源付
図８ パネル埋込式取付方法

z本体を取り付ける際は、本体下側にメンテナンススペースとして 30cm 位のスペースを空けて取り付けてください。さらに、保安電源付の場合は本体右側にもバッテリー交換スペースとして 30cm 位のスペースを空けて取り付けてください。
z本体をパネル前面から角穴に挿入する際は、グロメットを外して挿入してください。

８

６－２ ガス検知部取付方法● ガス検知部に傷をつけないでください。防爆性能がそこなわれます。
● 次のような場所には直接取り付けないでください。
・ 40℃以上の場所、－10℃以下の場所
・ 結露するような場所
・ 直接水及び雨水がかかる場所
・ 腐食性ガスがある場所
・ 直射日光があたる場所
・ 急激な温度変化のある場所
・ 高周波を発生させる機器のある場所● ガス検知部を、シリコン化合物を含む蒸気が存在する場所に取り付けないでください。ガスセンサに悪影響を及ぼす可能性があります。
● ガス検知部は振動の少ない場所に取り付けてください。
● ガス検知部に衝撃等を与えないでください。
● 屋外設置の場合必ず防雨カバー（オプション）を取り付けてください。
● 蒸気の吹き出し口付近や、水などを吸い込むおそれのあるような場所のサンプリングに吸引式ガス検知部を取り付ける場合はオートドレン（オプション）を使用してください。
● 拡散式ガス検知部を取り付ける高さは対象ガスの比重を考慮して決める必要があります。下表に従い取付高さを決め、ガスが滞留し易く保守点検が容易な場所を選んで取付けてください。
ガスの種類
ガソリン、LPG のように
空気より比重が大きいガス
水素、メタン、都市ガス、天然ガスのように
空気より比重が小さいガス

取付高さ
床上 10cm
以下
天井付近

備 考
保守の関係上床上 7cm 以下は取付けないこと
保守のし易いように足場なども考えること(1) 拡散式ガス検知部
ピット、ダクト内または高所等のように保守点検が困難な場所、蒸気の吹き出し口付近、水没する恐れのあるところは吸引式ガス検知部を使用してください。
・取付位置例

図９ 拡散式ガス検知部の取付位置例

９

・取付金具の取り付け方法
取付金具（サドル）と取付金具（スタンド）にガス検知部を図のように挟み、付属のナベ子ネジで締め付けます。

取付金具（サドル）
ナベ小ネジ
付属の M6 六角ボルト（バネ座金・平座金）とナットで壁等に固定します
取付金具（スタンド）

図１０ 取付金具の取り付け方法

・防雨カバー（オプション）、防雨キャップ（オプション）の取り付け方法

ネジを回して取り付ける

防雨カバー（KW-15）

防雨キャップ（KW-22）
回して取り付ける
図１１ KW-15、KW-22 取付例

１０(2) 吸引式ガス検知部
以下のような場所には吸引式ガス検知部をお使いください。
①②③④

配管ピット内及び隠閉場所
炉内サンプリング
高温、低温場所
高所

吸引式ガス検知部の配管は 6φ×4φを使用し、30m 以内におさえてください。また、ガス検知部は保守点検が容易な場所に取り付けてください。
・取付位置例

図１２ 吸引式ガス検知部の取付位置例

ガス捕集器は水を吸引しない高さに取り付けてください。

・防雨カバー（PW-51）の取付例

図１３ PW-51 取付例

台風時等の強風が予想される場合には、カバー部を養生してください。
（例えばヒモ等で固定）

１１

６－３ 配線および接続方法● 配線の際、ガス検知部の蓋を開ける前に指示警報部本体の電源を切ってください。電気が通じていると着火源となる可能性があります。
● 本体、ガス検知部ともに接地を必ず行ってください。

● 指示警報部側とガス検知部側の端子記号を間違えないようにしてください。
● 接続ケーブルは動力線（電力線）等とは極力はなして配線してください。
● ガス検知部の接続の配線工事は、「工場電気設備防爆指針」に従ってください。

(1) 電源の配線
指示警報部本体への電源の配線は専用の遮断器を設けてください。
(2) ガス検知部との接続
600V ビニル絶縁電線（IV）、または VCT，CVV（0.75 ㎜ 2～2 ㎜ 2）等のケーブルをご使用ください。
配線長さは次の範囲で行ってください。
0.75 ㎜ 2 電線で、200m 以内
1.25 ㎜ 2 電線で、600m 以内
2.00 ㎜ 2 電線で、1km 以内(3) 外部警報用接点の接続● 外部警報用接点は、外部警報器や警報表示灯用のみに使用してください。
● 負荷電流または電圧が接点容量を超えないように注意してください。
● 外部警報用接点を応用し、インターロック等の制御をされた場合、それによって生じた傷害、損害については、弊社は一切その責任と保証を負いかねます。
1 段目警報接点

無電圧 1c（AC100V 1A 抵抗負荷）

COM

ZA1

ZB1

2 段目警報接点

無電圧 1c（AC100V 1A 抵抗負荷）

COM

ZA2

ZB2

トラブル警報接点

無電圧 1c（AC100V 1A 抵抗負荷）

COM

TA

TB

ブザー接点

無電圧 1a（AC100V 1A 抵抗負荷）

COM

BZ

AS

AR

外部アラーム停止（AS）および外部リセット（AR）用端子

N

外部スイッチを接続することにより、外部からアラーム停止、リセット操作ができます。
(4) アナログ出力端子の接続
アナログ出力端子に記録計を接続する事により、ガス検知部設置場所のガス濃度を連続的に監視し、記録として残す事ができます。端子台に G（＋）
、H（－）の端子がでています。標準は 4～20mA で、記録計の入力抵抗は 500Ω
以下で受けるようにしてください。

１２

外部スイッチ

制御機器

上段端子台

空

AS

AR

N

COM

ZA1

ZB1

ZA2

ZB2

TA

TB

BZ

下段端子台

R(P) S(N)

E

PA

PB

A

B

C

D

F

G

H

＋

－

3Cｹｰﾌﾞﾙ

遮断器

A(＋) (－)

B

C

拡散式ガス検知部
KD-5□
KD-5□-N

接地

ｱﾅﾛｸﾞ出力
4～20mA(1～5V)

E

AC100/200V(DC24V)接地

図１４ 回路図（拡散式検知部）

外部スイッチ

空

制御機器

AS

AR

N

COM

ZA1

ZB1

ZA2

ZB2

TA

TB

BZ

下段端子台 R(P) S(N)

E

PA

PB

A

B

C

D

F

G

H

＋

－

上段端子台

6Cｹｰﾌﾞﾙ

遮断器

PA(＋) (－)

接地

PB

A

B

C

吸引式ガス検知部
PE-2DC

AC100/200V(DC24V)

D

ｱﾅﾛｸﾞ出力
4～20mA(1～5V)

E接地

図１５ 回路図（吸引式検知部）

１３

７．使用方法
７－１ ご使用になる前に● 電源を投入する前に、各部の接続に間違いがないことを再確認してください。特にガス検知部と指示警報部の端子記号が正しく接続されていることを確認してください。
● 外部警報用接点に、定格容量を超える容量の負荷は接続しないでください。

７－２ 使用手順(1) 電源投入① 電源スイッチを ON にします。保安電源付の場合は続いてバッテリースイッチを ON にします。
② ガス濃度指示計にガス濃度と 1，2 段目警報設定値が表示され、電源（POWER）ランプが緑点滅し、ウォームアップ中であることを表示します。
③ しばらくして、電源（POWER）ランプ緑点滅が緑点灯に変わり通常動作に入ります。ウォームアップの時間は
約 180 秒です。
(2) センサ電流確認① センサ電流チェック端子にテスターを接続し、端子電圧を測定します。
② 電流点検端子には１Ωの標準抵抗が内蔵されています。従って、例えば端子電圧が 0.18V であれば 180mA と読み取ります。
③ センサ電流はセンサによって異なりますので、試験成績書にて確認してください。
④ センサ電流は工場出荷時に調整してあり、現場での調整は不要ですが、万一ずれている場合はセンサ電流調整ボ
リューム（CURR）を廻して規定値に調整してください。
(3) ゼロ調整

ゼロ調整を行なうときは必ずガス検知部周辺にガスが無いことを確認して行ってください。ガス検知部周辺にガスが存在する雰囲気でゼロ調整すると、指示計に正常な値が表示されません。

● 接続したガス検知部の無通電時間（弊社出荷から電源投入まで）が長かった場合、ガス濃度バーグラフの指示が安定するまで、時間がかかることがあります。
● 本器に接続するガス検知部に使用している熱線型半導体式センサは、微小なガス濃度に対して、極めて敏感であり、室内のちょっとした空気の汚れ具合により、ベース値が変化します。従って本器は、ベース値を“0”から浮かせて使用します。
（リニアライズ仕様は除く）
電源投入から約 1 週間程度の通電をして、ガス濃度バーグラフの指示が十分安定したら、ゼロ調整とスパン調整を行ないます。必ず、ゼロ調整・スパン調整の順番で行なってください。調整方法は「７－６メンテナンス機能」を参照してください。
1) オートゼロによる補正方法（リニアライズ仕様のみ）
ボタン操作で自動的に指示値が“0”に補正できます。日常のわすかなゼロ点のずれを補正する場合に行ないます。
2) アナログゼロ調整方法
ゼロ調整ボリュームを回して調整します。通常はこの方法でゼロ調整を行なってください。
3) ゼロサプレッションモードについて（リニアライズ仕様のみ）→ ７－３（６）参照
ガス検知部付近の微量ガス濃度等により指示が 1 ドット程度振れてちらつく場合があります。この場合ファン
クションスイッチ④を ON にするとゼロサプレッションモードとなり、指示値のちらつきをなくすことができます。
１４

(4) 警報設定
出荷時にご指定の警報設定値に設定してあります。変更される場合は以下の手順で変更してください。
① 通常モード（モードスイッチ 0 番）であることを確認し、エンターキーを押します。
② メッセージ表示窓に ＡＰ １ と表示され、警報設定キー（△ ▽）で 1 段目警報設定値が変更できます。
③ 続いてエンターキーを押すとメッセージ表示窓に ＡＰ ２ と表示され、警報設定キー（△ ▽）で 2 段目警報
設定値が変更できます。

POW

POW
ALAR
2

１段目警報

1

設定値変更

RES

BZSTO

ALAR
2

BACUP

AP 1

BACUP

２段目警報
設定値変更

1
RES

BZSTO

AP 2

④ 最後にもう一度エンターキーを押すと警報設定値変更が完了し、メッセージ表示窓が消えて通常動作に戻ります。
(5) 音声警報について
本器には音声警報機能が搭載されています。
1) 音声メッセージの構成
警 報 音

ピッピッピッピッ

異常メッセージ＋

ガス漏れですガス漏れ・点検故障

2) 音声警報のキャンセル
音声警報が不要の場合は鳴らないようにキャンセルできます。
・異常メッセージをキャンセルしたい場合
ファンクションスイッチ①を ON にします。音声警報は警報音｢ピッピッピッピッ｣のみとなります。
・音声警報をキャンセルしたい場合
ファンクションスイッチ②を ON にします。警報音＋異常メッセージはすべてキャンセルされます。
3) 音量調整
警報音を小さくしたい場合、SOUND ボリュームを回すと音量を絞ることができます。出荷時は最大音量に設定されています。

音量調整は特に支障がある場合を除き、最大音量でご使用ください。

１５

(6) 保安電源付の場合
保安電源付にはバッテリーの簡易寿命判定機能が設けてあります。以下の手順でバッテリー寿命の確認を行なってください。
① 通常モード（モードスイッチ 0 番）であることを確認し、バッテリーテストスイッチを約 5 秒間押しつづけてください。保安ランプ（BACKUP）が赤点滅し、メッセージ表示窓にバッテリー電圧が表示されます。
② バッテリーが正常な場合は｢蓄電池正常｣と音声メッセージがでます。｢蓄電池寿命です｣と音声メッセージがでた
場合は、バッテリーを交換してください。
③ 音声メッセージ後、バッテリーテストスイッチを離すと通常状態に戻ります。

● 本器には蓄電池の簡易寿命判定機能を搭載しています。月 1 回の点検等に利用できます。
● 蓄電池テストによる寿命判定は簡易診断であり、正規には電源スイッチを OFF にして放電試験を行なう必要があります。
● 蓄電池の交換は 3 年毎に定期的に行なってください。
● バッテリーテストスイッチはメンテナンスモード 1，2 では使用できません。通常モードで使用してください。
(7) アナログ出力の確認
端子台 G、H より 4～20mA（1～5V）の出力が出せます。
① 端子台 G、H にテスターを接続します。テストボタンを押しながらテストボリュームにて指示値を 0 に合わし、テスターで出力を確認ます。4mA（1V）であれば調整の必要はありません。もし、ずれている場合は、アナロ
グ出力調整ボリューム（L）を回して調整してください。
② 同様に、テストボタンを押しながら、テストボリュームにて、指示値をフルスケールに合わしテスターで出力を確認します。20mA（5V）であれば調整の必要はありません。もし、ずれている場合は、アナログ出力調整ボリ
ューム（H）を回して調整してください。
③ ①～②の動作にて、4～20mA（1～5V）の値が合うまで数回繰り返し行なってください。

１６

７－３ 本器の動作説明(1) ガスを検知するとガス検知部周辺のガス濃度が高くなり、ガス濃度表示バーグラフが 1 段目警報設定値以上になると、1 段目警報
（ALARM）ランプが点滅し、音声警報で｢ピッピッピッピッ・ガス漏れです｣と報知します。さらに 2 段目警報設定
値以上になると 2 段目警報（ALARM）ランプが点滅します。同時に、指示計にピークホールド値が点滅して表示されます。

● ファンクションスイッチ①を ON に設定している場合は、警報音｢ピッピッピッピッ｣のみで、異常メッ
セージ｢ガス漏れです｣はキャンセルされます。
● ファンクションスイッチ②を ON に設定している場合は、警報音＋異常メッセージはすべてキャンセルされます。
(2) ブザー停止キー（BZ STOP）を押すと警報音が止まり、指示計ユニットの警報（ALARM）ランプの点滅が連続点灯に変わります。この状態でピークホ
ールド表示は引き続き表示されます。
外部アラーム停止端子使用の場合、外部スイッチによりブザー停止操作ができます。
(3) リセットキー（RESET）を押すとブザー停止後、指示値が警報設定値以下に下がってからリセット（RESET）キーを押すと、警報（ALARM）ラン
プおよびピークホールド表示が消灯します。
外部リセット端子使用の場合、外部スイッチによりリセット操作ができます。

ブザー停止（BZ STOP）操作の前にリセットキー（RESET）を押しても、リセットされません。
(4) 故障の場合
1) ガス検知部が故障すると電源（POWER）ランプが緑点灯から橙点灯に変わり音声警報で｢ピッピッピッピッ・故障｣と報知し、メッセージ表示窓に故障内容が表示されます。
（故障内容 E：センサ断線、H：ヒータ断線、F：流量低下）● ファンクションスイッチ①を ON に設定している場合は、警報音｢ピッピッピッピッ｣のみで、異常メッ
セージ｢故障｣はキャンセルされます。
● ファンクションスイッチ②を ON に設定している場合は、音声メッセージによる警報はすべてキャンセ
ルされます。
2) ブザー停止キー（BZ STOP）を押すとブザー停止キーを押すと、音声警報が止まります。
3) 故障が復旧すると電源（POWER）ランプが橙点灯から緑点滅に変わり、ウォームアップ状態になります。ウォームアップ終了
後は通常状態に戻ります。

１７

(5) 保安電源付の場合
1) 停電になると保安ランプ（BACKUP）が赤点滅し、バッテリーから保安電力が供給され連続でガス漏れを監視します。
2) バッテリー電圧が終止電圧以下に下がると本器は自動的に蓄電池放電を停止し全機能停止となります。
3) 停電が復旧すると保安ランプ（BACKUP）が消灯し、通常動作に戻ります。過放電停止状態で停電復旧した場合も、ウォームア
ップ状態から動作を再開します。
(6) ファンクションスイッチ機能

ファンクションスイッチの設定を変更すると、ガス漏れ時に警報音が鳴らなかったり、仕様どおりに警報
できなくなる場合があります。設定を変更する場合は、ファンクションスイッチの機能を熟知した上で行なってください。
本器のファンクションスイッチ（５－１ 指示警報部外形寸法図⑩番）には下表の機能があります。
ファンクション
スイッチ番号
1
2
3
4
5
6
7
8

は た ら き音声警報 あり／なし
警報音 あり／なし
10 秒警報遅延 あり／なし
ゼロサプレッション機能 あり／なし
自己保持／自動復帰
トラブル警報 常時非励磁／常時励磁
ヒーター断線警報 有効／無効
流量低下警報 有効／無効

１８

OFF

ON

あり
あり
なし
なし
自己保持
常時非励磁
有効
有効

なし
なし
あり
あり
自動復帰
常時励磁
無効
無効

７－４ 警報を発した場合● 警報を発した場合あわてずに、付近に火気がないことを確認してください。
● いかなる場合も電源スイッチには手を触れないでください。電源スイッチの開閉火花が漏洩ガスへの引火の原因になる恐れがあります。

警報を発した場合は、貴社で規定されているガス漏れ時の規定により処置を行ってください。

● 屋内の場合、窓や扉を開けて通気をよくしてください。
● ガス漏れ個所の探索には、弊社製ガスリークディテクタ XP－702S を使用すると効率よく発見することができます。

７－５ バッテリー交換方法（保安電源付の場合）● バッテリーは 2 個同時に交換してください。
● バッテリー蓋を取付ける際、ハーネスを挟まないように注意してください。
①②③④

保安電源ユニット右側面より、バッテリー蓋を取外してください。
バッテリーのコネクタを外して、バッテリーを取り出します。
新しいバッテリーを挿入して、コネクタをつなぎます。
元通りにバッテリー蓋を取付けてください。

POWER

POWER
10

ALARM

10

8

ALARM

BACK UP

28BACK UP

2
6

6

1

1
4

4

RESET

RESET
2

2

0

0
A.SET

A.SET

BZ STOPBZ STOP

図１６ バッテリー交換方法

１９

７－６ メンテナンス機能● 各モードでの調整作業が終了したら、必ずモードスイッチを 0 番にし通常モードに戻してください。他のモードのまま放置しておくとガス漏れが発生したとき正しく報知できません。
● 調整作業終了後、通常モードに戻し忘れることを防止するためにメンテナンスモード中はメッセージ表
示窓に｢設定値｣と｢＿＿＿＿｣が交互表示されます。
● お客様にて 3～9 のモードの設定を変更しないようにしてください。設定が変更されるとガス漏れが発生したとき正しく報知できません。

メンテナンスモード 1 及びメンテナンスモード 2 でゼロ調整、スパン調整を行った後は通常モードにて下記の事項を再確認するようにしてください。
・ゼロ点が正しくゼロを示していること。
・校正ガスをかけて正しく校正濃度を示すこと。

● オートゼロ・スパン調整は日常のわずかなゼロ点・感度のずれを補正する場合に使用し、通常調整時はアナログゼロ・スパン調整を行なうようにしてください。
● ゼロ・スパン調整ボリュームの調整には精密ドライバー（歯幅 1.3mm）が必要です。
NV-100H にはメンテナンスモード機能がついています。モードスイッチにより各モードを選択して、それぞれの機能を使用します。各モードには下表のはたらきがあります。
モード
モード名称
スイッチ番号

はたらき

備考

0

通常モード

1

・ボタン操作で自動的にゼロ・スパン調整ができます。
メンテナン オートゼロ・スパン調整
・わずかなゼロ点・感度のずれを補正する場合
スモード 1 （リニアライズ仕様のみ）に行ないます。
・警報接点、ブザー接点は動作しません。

2・ボリュームによってゼロ・スパン調整します。
・通常はこちらの方法で調整を行ないます。
・オートゼロ・スパン機能解除
メンテナン
アナログゼロ・スパン調整 ・ゼロサプレッション機能解除
スモード 2・エンターキーを押している間は、リニアライ
ズ解除・警報接点、ブザー接点は動作しません。

3～9－

ガス漏れ監視通常状態

工場出荷時調整用

２０

・通常はこのモードで使用します。

・お客様では使用いたしません。

(1) ノンリニアライズ仕様のゼロ・スパン調整方法

ノンリニアライズ仕様はアナログゼロ・スパン調整方法にて調整を行ないます。
1) アナログゼロ調整（メンテナンスモード 2）① モードスイッチを 2 番にして、メンテナンス
モード 2 にします。

② ブザー停止キー（BZ STOP）
を電源（POWER）
ランプが消灯するまで押します。

POWER

POWER

消灯
ALARM

2

ALARM

BACK UP

2

ピーク

1

1

ホールド値

RESET

BACK UPRESETBZ STOPBZ STOP③ 再び電源（POWER）ランプが点灯し、オートゼロ調整値がリフレッシュされます。

④ ガス検知部付近にガスがないことを確認した上で、エンターボタンを押しながらゼロ
調整ボリューム（ZERO）を回して、指示値
を 1．0 に調整します。

POWER

POWER

点灯
ALARM

2

ALARM

BACK UP

1．0 に調整

1

示している
ことを確認

1

RESET

RESET

BZ STOPBZ STOP⑤ モードスイッチを 0 番にし、通常モードに戻
します。

1．0 を

2

POWER
ALARM

2

BACK UP1RESETBZ STOP

２１

BACK UP2) アナログスパン調整（メンテナンスモード 2）

アナログスパン調整を行なう前には、必ずアナログゼロ調整を行なうようにしてください。アナログゼロ
調整を行なわないでアナログスパン調整を行なうと正しくスパン調整されません。

① モードスイッチを 2 番にして、メンテナンス
モード 2 にします。

POWER② リセットキー（RESET）を電源（POWER）
ランプが消灯するまで押します。

消灯

ALARM

ALARM

BACK UP2POWER

BACK UP

2

1

1

RESET

RESET

BZ STOPBZ STOP③ 再び電源（POWER）ランプが点灯し、オートスパン調整値がリフレッシュされます。

④ モードスイッチを 1 番にして、メンテナンス
モード 1 にします。
POWER

POWER

点灯
ALARM

ALARM

BACK UP2

BACK UP

2

1

1

RESET

RESET

BZ STOPBZ STOP⑤ ゼロ点が正しく 1．0 を示していることを確認して、ガス検知部に校正ガスを約 1 分間か
けます。
POWER

40

⑥ モードスイッチを 2 番にして、メンテナンス
モード 2 にします。

POWER

ALARM

ALARM

BACK UP

2

2

1

1

RESET

RESET

BACK UPピーク
ホールド値

BZ STOP40

BZ STOP

２２

⑦ テストボタンを押しながらテストボリュー
ムを廻して、指示値をピークホールド値に合
わせます。
ピーク
ホールド値
に合わせる

POWER
ALARM

2

⑧

そのままの状態でスパン調整ボリューム（SPAN）を廻して、指示値を校正ガス濃度値に対応した正しい目盛に合わせます。

校正ガス濃度値に対応した目盛

BACK UP

ALARM

2

1

1

RESET

RESET

BZ STOPBZ STOP⑨ テストボタンをはなして、指示値が 1．0 に戻ることを確認します。

ALARM

2

1．0 に戻る

BACK UP⑩ テストボタンを押しながらテストボリュー
ムを廻して、指示値をフルスケールに戻しま
す。

POWER

POWER

ことを確認

POWER

BACK UP

フルスケール
に戻す

1

ALARM

2

BACK UP

1
RESET

RESET

BZ STOPBZ STOP⑪ モードスイッチを 0 番にし、通常モードに戻します。

⑫ 最後に校正ガスをかけて正しく校正濃度を示すことを確認してください。

ガス検知部付近にガスがないことを確認した上で、1．0 を示していること
を確認

POWER
ALARM

2

POWER

校正濃度を示す

BACK UP

ことを確認

ALARM

2

1

1

RESET

RESET

BZ STOPBZ STOPBACK UP

通常モードで校正ガスをかけた場合ガス漏れ警報が発報して、外部出力等が動作しますので注意してください。

２３

(2) リニアライズ仕様のゼロ・スパン調整方法

リニアライズ仕様にはオートゼロ・スパン調整方法と、マニュアルゼロ・スパン調整方法の２通りの調整方法がありますが、オートゼロ・スパン調整は日常のわずかなゼロ点・感度のずれを補正する場合に使用し、通常調整時はアナログゼロ・スパン調整を行なうようにしてください。
1) オートゼロ調整方法（メンテナンスモード 1）① モードスイッチを 1 番にして、メンテナンス
モード１にします。

② ガス検知部付近にガスがないことを確認した
上で、ブザー停止キー（BZ STOP）を電源（POWER）ランプが消灯するまで押します。

POWER

POWER

消灯
ALARM

BACK UP

2

ALARM

1

1

RESET

RESET

BZ STOP40

BZ STOP③ 再び電源（POWER）ランプが点灯し、指示値が自動的に 0 に補正されます。

40④ モードスイッチを 0 番にし、通常モードに戻
します。

POWER

POWER

点灯
ALARM

BACK UP

2

ALARM

2

1

0 に補正

BACK UP20 を示しているRESET

BACK UP

1
RESET

ことを確認

BZ STOP40

BZ STOP

指示値のずれがオートゼロ調整範囲をオーバーしている場合はブザー停止キー（BZ STOP）を押すと、メッセージ表示窓に｢ Ｅｒｒ｣が点滅表示されオートゼロ調整できません。この場合はメンテナンスモード
2 のアナログゼロ調整を行なってください。

２４2) オートスパン調整方法（メンテナンスモード 1）① モードスイッチを 1 番にして、メンテナンス
モード 1 にします。

② オートスパン設定値（10～100 無単位）を警報設定キー（△ ▽）で設定します。

POWER

POWER

ALARM

ALARM

BACK UP

2
1

1

RESET

RESET

BZ STOPBACK UP

240

BZ STOP③ ゼロ点が正しくゼロを示していることを確認して、ガス検知部に校正ガスを約 1 分間かけます。

オートスパン40

設定値④ 校正ガス濃度に対して、ピークホールド値が違っている場合は、リセットキー（RESET）
を電源（POWER）ランプが消灯するまで押
します。

POWER

POWER

消灯
ALARM

ALARM

BACK UP

2

ピーク

1

ホールド

RESET

BZ STOPBACK UP

2
1

RESET

40

BZ STOP⑤ 再び電源（POWER）ランプが点灯し、ピー
クホールド値が自動的にオートスパン設定
値に補正されます。

⑥ モードスイッチを 0 番にし、通常モードに戻します。

ガス検知部付近

POWER

点灯

40

POWER

にガスがない
ALARM

ことを確認した

BACK UP2

上で、0 を示して

1

いることを確認RESETBZ STOP

40

ALARM

2
1

RESET

BZ STOP

２５

BACK UP⑦ 最後に校正ガスをかけて正しく校正濃度を示すことを確認してください。
POWER
ALARM

2
1

BACK UP

校正濃度
を示すこと
を確認

RESET

BZ STOP

通常モードで校正ガスをかけた場合ガス漏れ警報が発報して、外部出力等が動作しますので注意してください。

指示値のずれがオートスパン調整範囲をオーバーしている場合はリセットキー（RESET）を押すと、メッセージ表示窓に｢ Ｅｒｒ｣が点滅表示されオートスパン調整できません。この場合はメンテナンスモー
ド 2 のアナログスパン調整を行なってください。

２６3) アナログゼロ調整方法（メンテナンスモード 2）● メンテナンスモード 2 では、オートゼロ・スパン機能、ゼロサプレッション機能の解除された指示が表示されますので、通常モードの指示値とずれが生じる場合があります。
● アナログゼロ・スパン調整時には必ずオートゼロ・スパン調整値のリフレッシュを行なってください。
リフレッシュを行なわないと正しくゼロ・スパン調整されません。
● エンターボタンを押している間リニアライズが解除された指示値が表示されます。
① モードスイッチを 2 番にして、メンテナンス
モード 2 にします。

② ブザー停止キー（BZ STOP）
を電源（POWER）
ランプが消灯するまで押します。

POWER

POWER

消灯
ALARM

2

BACK UP

ピーク

ALARM

2

ホールド値

1

1

RESET

RESET

BZ STOPBZ STOP③ 再び電源（POWER）ランプが点灯し、オー
トゼロ調整値がリフレッシュされます。

BACK UP④ ガス検知部付近にガスがないことを確認した上で、エンターボタンを押しながらゼロ調
整ボリューム（ZERO）を回して、指示値を0 に調整します。
POWER

POWER

点灯
ALARM

2

ALARM

BACK UP

2
1

1

0 に調整

RESET

BZ STOPBZ STOP⑤ モードスイッチを 0 番にし、通常モードに戻
します。
POWER

0 を示して
いることを
確認

ALARM

2

RESET

BACK UP1RESETBZ STOP

２７

BACK UP4) アナログスパン調整方法（メンテナンスモード 2）

アナログスパン調整を行なう前には、必ずアナログゼロ調整を行なうようにしてください。アナログゼロ
調整を行なわないでアナログスパン調整を行なうと正しくスパン調整されません。
① モードスイッチを 2 番にして、メンテナンス
モード 2 にします。

② リセットキー（RESET）を電源（POWER）
ランプが消灯するまで押します。

POWER

POWER

消灯
ALARM

BACK UP2ALARM

BACK UP

2

1

1

RESET

RESET

BZ STOPBZ STOP③ 再び電源（POWER）ランプが点灯し、オー
トスパン調整値がリフレッシュされます。

④ モードスイッチを 1 番にして、メンテナンス
モード１にします。

POWER

POWER

点灯
ALARM

ALARM

BACK UP

2
1

1

RESET

RESET

BZ STOPBZ STOP⑤ ゼロ点が正しくゼロを示していることを確認して、ガス検知部に校正ガスを約 1 分間か
けます。
POWER

40

⑥ モードスイッチを 2 番にして、メンテナンス
モード 2 にします。

POWER

ALARM

BACK UP

2

ALARM

2

1

1

RESET

RESET

BZ STOPBACK UP

240

BZ STOP

２８

BACK UP

ピーク
ホールド値

⑦ テストボタンを押しながらテストボリュー
ムを廻して、指示値をピークホールド値に合
わせます。

ピーク
ホールド値
に合わせる

⑧

そのままの状態でスパン調整ボリューム（SPAN）を廻して、指示値を校正ガス濃度値に合わせます。
校正ガス

POWER
ALARM

2

濃度値に
合わせる

BACK UP1BZ STOPBZ STOP⑨ テストボタンをはなして、指示値が 0 に戻る
ことを確認します。

⑩ テストボタンを押しながらテストボリュー
ムを廻して、指示値をフルスケールに戻しま
す。

POWER

POWER

0 に戻る
ことを確認

BACK UP

フルスケールに戻す

1

ガスがないことを確認した上で、0 を示している
ことを確認

ALARM

2

RESET

BZ STOPBZ STOP

POWER
ALARM

2

⑫ 最後に校正ガスをかけて正しく校正濃度を示すことを確認してください。

校正濃度を
示すことを

BACK UPBACK UP

1

RESET⑪ モードスイッチを 0 番にし、通常モードに戻します。

ガス検知部付近に

BACK UP

RESET

RESET

2

ALARM

2

1

ALARM

POWER

確認

POWER
ALARM

2

1

1

RESET

RESET

BZ STOPBZ STOPBACK UP

通常モードで校正ガスをかけた場合ガス漏れ警報が発報して、外部出力等が動作しますので注意してください。

２９８．保守点検
本器は保安機器という性格から保守点検はきわめて重要であり、お客様の責任において実施していただかなければなりません。弊社では、お客様各位とメンテナンス契約を結ばせていただくことにより、定期的に出張点検を行ないます。
（詳細は弊社
営業部へお問い合わせください。
）
８－１ 日常点検（お客様に行なっていただく点検）
日常点検で行なう点検項目と点検方法
頻 度

点 検 方 法・ガス検知部付近にガスがないことを確認して、指示計のバーグ①ゼロ点の確認
ラフがゼロであることを確認してください。
・電源（POWER）ランプが緑点灯していることを確認してくだ②電源ランプの点灯確認
日常点検
さい。
（1 日に 1 回程度）
・フローチェッカー付フィルタのフロートが下がっていないかを確認してください。
③吸引流量の確認（吸引式ガス検知部のみ） 0.7L/min 以上であれば正常です。フロートが下がっている場合
は、フィルタの目詰まり等ではないか点検してください。
・テストボタンを押して、バーグラフが振れて、警報ランプ（ALARM）が点滅し、警報音が鳴ることを確認してください。

月 1 回以上の点検

点 検 項 目

④テストボタンによる動作テスト⑤保安電源供給装置の点検（保安電源付の場合）● 一般高圧ガス保安規則関係例示基準に定められています。
● テストボタンを押した場合、連動している外部警報器が鳴動したり外部警報表示灯が作動したりしますので注意してください。
・７－２（６）バッテリー寿命の確認を行なってください。
・ガス検知部に校正ガスを流して、警報動作を確認してください。
警報ランプ（ALARM）が点滅し、警報音が鳴ることを確認してください。
（校正ガスの作り方は別記８－３を参照してください｡）
校正ガスのかけ方⑥実ガステストによる
動作テスト

2～3 ヶ月に1 回以上の点検
拡散式ガス検知部⑦目視点検⑧ガス検知部の周辺状況

吸引式ガス検知部

以下の点を目視にて点検してください。
・防雨キャップフィルタの目詰まりの有無（拡散式ガス検知部）
・フレームアレスタの目詰まり及び腐食の有無（拡散式ガス検知部）
・ガス検知部の腐食の有無
・取付金具の腐食の有無
・拡散式ガス検知部や吸引式ガス検知部の捕集口のまわりに物が置かれていてガスの検知を妨げてないか確認してください。

３０

８－２ 定期点検
1 年に 1 回以上の点検

一般高圧ガス保安規則関係例示基準に定められています。

定期点検で行なう点検項目と点検方法
点 検 項 目
①電流点検
②ゼロ点調整③電源ランプの動作④警報設定値⑤流量点検（吸引式ガス検知部のみ）⑥フィルタ点検（吸引式ガス検知部のみ）⑦スパン調整（感度点検）⑧警報遅れ時間⑨保安電力供給装置の点検（保安電源付のみ）

点

検

方

法

・→ ７－２（２）参照
・→ ７－２（３）参照
・→ 日常点検②電源ランプの点灯確認 参照
・バーグラフの警報設定マークが所定の値になっているかどうか確認してください。
設定方法→ ７－２（４）参照
・→ 日常点検③吸引流量の確認 参照
・ガス検知部の取扱説明書を参照してください。
・警報設定値の 1.6 倍付近の校正ガスをガス検知部に流して、指示値を確認してくだ
さい。
・ガス検知部にガスを流し始めてから警報するまでの時間を確認してください。
・可燃性ガスの場合 30 秒以内、毒性ガスの場合は 1 分以内なら正常です。
※上記時間内に警報しないときは、焼結金属の目詰まり、吸引式ガス検知部の場合フィルタの目詰まり等がないか点検確認してください。
・通常電源を停止させて、警報器が 30 分以上正常に動作することを確認してください。30 分以上経過してバッテリーテストスイッチを押して、バッテリー電圧が 23
Ｖ以上であれば正常です。
・30 分以内に動作が停止してしまうときは蓄電池の寿命ですから交換してください。
（本器は過放電防止機能が付いており、蓄電池が過放電状態になる前に自動的に停止します。
）
・蓄電池の有効期限は 3 年です。有効期限が過ぎていないかどうか確認してください。

● 有効期限が切れた蓄電池は必ず交換してください。停電時に動作しない場合があります。
● バッテリーテストスイッチによる点検で正常であった蓄電池でも有効期限が過ぎている場合は新しい蓄電池に交換してください。

３１

８－３ 校正ガスの作り方 イソブタン 0.1vol％の場合(1) 標準ガスボンベがある場合
図１７のようにガスバッグに標準ガスをつめますが、ガスバッグ内の空気が残っていると誤差の原因になりますので、あらかじめ空気を十分追い出してから、ガスを注入してください。
(2) 標準ガスボンベがない場合
校正器具セットを純ガスボンベ（イゾブタン 99％）を用いて、空気と希釈して 0.1vol％（約 5.6％ＬＥＬ）の校正ガスを作ります。

ガスバッグ

1000ppm
イソブタン
エアーバランス

図１７ 標準ガスの採取容量

この校正ガスは警報確認用としては、そのまま使用できますが、指示計の校正に使用する場合はガス検知器
XP-311 等で濃度確認を行ってください。

LEL 以上の可燃性ガスを取り扱う場合は、周囲に火気のないことを確認してください。
①

生ガスの採取イソブタン 99vol%ボンベに、ガスバッグを接続して、必要量より若干多めに採取します。
採取したガスは、バッグからもれないように、ホース部を折り返して、ピンチコックで挟みます。

②

生ガスの定量採取
10ml 注射器をガスバッグに接続して 1ml の生ガスを採取します。
（多めに採取し、後で必要量になるまで押し出すとよい。
）③

定量ポンプへの生ガスの移送注射器を定量ポンプの吸引口に接続して定量ポンプのピストンを引けば、注射器内の生ガスはポンプ内に吸入されます。
その後、注射器を外し、そのままピストンをいっぱい（100ml）まで引きます。

④

ビニールチューブ

純ガスボンベ（立てて使用します）

生ガスの入った
ガスバッグ①

1mlの生ガス
注射器
引く②

希釈ガスの作り方
定量ポンプの吐出口に空のガスバッグを接続して、定量ポンプのピストンを押し注入します。
このまま、ピストンを 9 回往復させて空気を送り込み希釈ガスを作
ります。

注射器

定量ポンプ

生ガスを 1ml 採取し、定量ポンプのピストンを 10 往復して、大気を採取すると（1 往復＝100ml）
1ml÷（100ml×10）＝ 0.001
従って、0.1vol％の希釈ガスができたことになります。

③

空気

定量ポンプ
希釈されたガスの入ったガスバッグ④

図１８ 生ガスによる標準ガスの作り方

３２

(3) 校正器具セット（別売品）
校正器具セットについては、代理店又は弊社営業部へご相談ください。また、校正ガスが簡単に作れるガスメイクも別売していますのでご相談ください。
（校正器具セットは対象ガス検知部によって内容物が一部異なります。
）
取扱説明書

ゴムパイプ

定量ポンプ

ピンチコックビニルチューブ
点検キャップ
ガスバッグ
注射器

図１９ 校正器具セット（KD-5 用）

８－４ ガスセンサ交換方法● ガス検知部の蓋を開ける前に指示警報部本体の電源を切ってください。
● 通電したままガス検知部の蓋を開けると着火源となる危険性があるのでご注意ください。

● ガス検知部の端子箱や電気室フタ等の接合面は傷を付けないようにしてください。防爆性能が損なわれます。
● センサ交換は、その手順を誤ると機器性能をそこなう恐れがあります。また、センサ交換後はゼロ調整
及びスパン調整を行なう必要があるため、必ず弊社へご依頼ください。
(1) 拡散式検知部 KD-5 センサ交換方法① 指示警報部の電源スイッチ、バッテリースイッチ（保安電源付のみ）を OFF にします。
② KD-5 の錠締ネジを M4 用六角レンチでゆるめます。
③ センサガードを約 30°左に回して、センサガードを外します。
④ センサユニットを下側に引っ張ると、センサユニットが外れます。
⑤ 新しいセンサユニットを取り付けて、センサガードを元通りに右に最後まで回して確実に取り付けてください。
⑥ 錠締ネジをしっかりと、M4 用六角レンチで締め付けてください。
⑦ 指示警報部の電源スイッチ、バッテリースイッチ（保安電源付のみ）を ON にすると通常動作を始めます。
⑧ センサユニットを交換した場合、ゼロ及びスパンの再調整を行ってください。→ ７－６（１）、７－６（２）参照

図２０ 拡散式ガス検知部のセンサ交換方法● KD-2A、KD-3A 型ガス検知部使用の場合は別冊 KD-2A、KD-3A 取扱説明書を参照してください。
● 使用済みのガスセンサは弊社までご返却ください。

３３

(2) 吸引式検知部 PE-2DC センサ交換方法① 指示警報部の電源スイッチ、バッテリースイッチ（保安電源付のみ）を OFF にします。
② PE-2DC の電気室蓋固定用六角穴付ボルト（M10×25）４本を L 型レンチで緩め、電気室蓋を開けます。
③ 中継端子に配線しているガスセンサリード線及び機器内引込リード線の圧着端子を、全て中継端子から取り外します。
④ プリント配線板を固定しているねじ（M3×15）４本を取り外して、検知室からプリント配線板及びガスセンサ
押さえ板を取り外し、使用済みのガスセンサを取り出します。
⑤ 検知室の上に O リングを置き、新しいガスセンサを検知室に取り付けます。ガスセンサには黒点（・）が印されていますので、黒点（・）がガス IN 側にくるように方向を調整します。
⑥ ガスセンサ押さえ板及びプリント配線板を、ガスセンサのガスセンサリード線にとおし、元の通り検知室に固定します。
（ガスセンサ押さえ板には方向性があります。検知室に合わせてください。
）⑦ ガスセンサリード線及び機器内引込リード線の圧着端子を元の通り中継端子に取り付けます。
⑧ 端子箱蓋を閉め六角穴付ボルト（M10×25）で確実に固定します。
⑨ 指示警報部本体の電源を入れ、ゼロ点調整及びスパン調整を行います。→ ７－６（１）、７－６（２）参照● 六角穴付ボルト及びねじを取り付ける時に、座金を忘れないでください。
● 使用済みのガスセンサは弊社までご返却ください。

ガスセンサ
リード線色
桃
黒
白

子中
記継
号端
1
2
3
4

機器内引込み
リード線色
赤
黒
白
緑

図２１ 吸引式ガス検知部のセンサ交換方法

３４

８－５ フィルタ交換方法（吸引式ガス検知部の場合）

フロート

吸引式ガス検知部に付属しているフローチェッカー付フ
ィルタのフィルタが汚れてきましたら交換してください。汚れたまま使用すると流量が下がる原因となります。

IN

OUT

① 締付リングを緩め下のカップを O リングとともに取り外します。
② 汚れたフィルタをねじりまわしながら取り外します。
③ カップの内側を水で洗い、完全に乾かします。
④ 新しいフィルタを上向きに上がるところまで押し上げ、
取り付けます。
⑤ カップを O リングとともに取り付け、締付リングを締め付けてください。

フィルタエレメント
O リング
カップ

締付リング
図２２ フローチェッカー付フィルタ FC-32

８－６ ギャップ板の清掃方法（吸引式検知部 PE-2DC の場合）のフィルタ交換方法

ギャップ板を掃除するときは、火災や爆発の危険を避けるために必ず本体の電源を切ってから作業してくだ
さい。

ギャップ板や電気室の側面の接合面に傷をつけないようにしてください。防爆性能がそこなわれます。
① 六角穴付ボルト 2 本を L 型レンチを使用してギャップ板から取り外します。六角穴付ボルトは各々大きさが違うため（M5，M6）ご注意ください。
② ギャップ板をゆっくりと取り外し、O リング 3 個（P5，P6，TPG－6）を取り除きます。
③ 柔らかい布でギャップ板とガス検知部の本体表面に付着しているホコリや汚れ等を拭き取ってください。
④ 上の順序の逆順序でギャップ板を組み立て直します。この時 O リング 3 個及びバネ座金が正しい位置に取り付けられているか確認してください。

上記の作業をする際、フローチェッカー付フィルタを取り外す必
要がある場合は、ジョイント部分をゆるめて取り外してください。
図２３ PE-2DC ギャップの清掃方法

３５

９．故障とお考えになる前に修理を依頼される前に、もう一度次の点をお調べください。
症 状

原 因

処 置

配線が間違っている
電源スイッチを ON にしても電源ランプが点灯しない
電源スイッチ ON で
電源ランプは点灯するがガス濃度が表示されない
電源ランプが橙点灯する

蓄電池電圧が低い

配線をやり直す

配線の接続がうまくいっていない商用電源ヒューズが断線している。
モードスイッチが 0 になっていない
ガス検知部との接続が完全でない
ガス検知部のガスセンサが断線している長時間無通電放置されて
いた

３６

参照ページ
→ ６－３参照

端子を締め直す
ヒューズを取り替える
モードスイッチを 0 にする→ ７－６参照

配線をチェックし、端子を締め直す→ ６－３参照

ガスセンサを交換する→ ８－４参照

しばらく通電して 24V 以上になることを確認する→ ７－２（６）参照

１０．

仕様

１０－１ 指示警報部
型式
検知原理
検知対象ガス
指示範囲
ガス濃度指示計
警報設定値
警報精度
警報遅れ時間
警報表示
故障表示
警報出力端子（コモン共通）
１段目警報接点
２段目警報接点トラブル警報接点
ブザー接点
外部リセット端子
アナログ出力警報遅延電源
消費電力
保安電源（保安電源付のみ）

メンテナンス機能

NV-100H
熱線型半導体式
可燃性ガス
仕様によるバックライト付 LCD バーグラフメータ
仕様による（任意設定可能）
同一条件下で警報設定値の±25％
警報設定値の 1.6 倍のガスにて 30 秒以内（配管長さは除く）
1 段目警報：1 段目警報ランプ赤点滅＋音声メッセージ
2 段目警報：1，2 段目警報ランプ赤点滅＋音声メッセージ
電源ランプ橙点灯＋故障内容表示＋音声メッセージ
無電圧 1c 接点（接点容量：AC100V 2A 抵抗負荷）
無電圧 1c 接点（接点容量：AC100V 2A 抵抗負荷）
無電圧 1c 接点（接点容量：AC100V 2A 抵抗負荷）
無電圧 1a 接点（接点容量：AC100V 2A 抵抗負荷）
外部アラーム停止、外部リセット端子付
4～20mA（標準） 1～5V（要指定）
遅延モード設定可能（遅延時間：約 10 秒）
AC100～240V 50/60Hz（標準）DC24V（要指定）
AC 電源仕様 拡散式：12VA ／ 17VA（保安電源付） 吸引式：4VA 加算
DC 電源仕様 拡散式：6W 吸引式：3W 加算
使用蓄電池
密閉型鉛蓄電池（12V0.8Ah×2）
バックアップ時間 60 分以上
過放電防止機能
蓄電池終止電圧以下で自動放電停止
充電時間
約 12 時間
メンテナンスモード 1
警報接点、ブザー接点は動作しない
警報音：警報音＋音声メッセージ 1 フレーズ警報後自動停止

メンテナンスモード 2
警報接点、ブザー接点は動作しない
オートゼロ・スパン機能解除
エンターボタンを押している間リニアライズ解除
使用温度範囲0 ～ 40℃
取付方式
壁掛式又はパネル埋込式
塗装色
マンセル 2.5PB7.0/1.0
外形寸法
保安電源無 W113×D71.5×H204mm 約 1.5kg
保安電源付 W113×D110×H234mm 約 3kg
特記事項
指示警報部の近く（30cm 以内）では、携帯電話・無線機等電波の発生する機器は使用しないこと。
※ガス検知部については、別冊のガス検知部取扱説明書を参照してください。

３７

１０－２ ガス検知部
型
式
サンプリング方式
耐圧防爆構造使用温度範囲適合電線管
ケーブル引込方式
ケーブル芯数ケーブル長さ
塗 装 色
重
量

１１．

ＫＤ－５Ａ
ＫＤ－５Ｂ
拡散式
拡散式
ｄ３ａＧ４
ｄ２Ｇ４
－１０～４０℃－１０～４０℃（但し結露しないこと）（但し結露しないこと）
Ｇ２２
Ｇ２２
指定事項コードによる指定事項コードによる
３芯
３芯（指示警報部―検知部間）（指示警報部―検知部間）
0.75 mm２の場合 200m 以内 0.75 mm２の場合 200m 以内
1.25 mm２の場合 600m 以内 1.25 mm２の場合 600m 以内
2.0 mm２の場合 1000m 以内 2.0 mm２の場合 1000m 以内
マンセル 5YR6／13
マンセル 5YR6／13
約１．２ ｋｇ
約１．２ ｋｇ

ＰＥ－２ＤＣ
吸引式
ｄ２Ｇ４－１０～４０℃（但し結露しないこと）
Ｇ２２
指定事項コードによる
６芯（指示警報部―検知部間）
0.75 mm２の場合 200m 以内
1.25 mm２の場合 600m 以内
2.0 mm２の場合 1000m 以内
マンセル 5YR6／13
約６．２ｋｇ

消耗品及び交換部品

NV-100H の消耗部品及び交換部品をお求めの際は、弊社営業部までお問い合わせください。

１２．

保証について本器の保証期間はお買上げ日より 1 カ年です。保証期間中に、取扱説明書、仕様書に沿った正常な取付方法、ご使用状態で万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
本器を使用されるにあたって、本器の使用目的に沿わない使用をされた場合及び取扱説明書に記載されている内容をお守りいただいていない場合は、弊社は一切その補償をおいかねます。

１３．

耐用年数について本器を取付工事説明書及び取扱説明書に沿って取り付け、ご使用された場合の耐用年数は 7 年です。７年を過ぎたものは性
能上等の理由から新しいものにお取り替えください。

３８㧝㧠㧚 ↪⺆ߩ⺑᣿
ᜰ␜⼊ႎㇱ
ᬌ
⍮
ㇱ
଻቟㔚Ḯⵝ⟎
ᵹ
㊂
⸘
ࠟࠬ᝝㓸ེ
᜛
ᢔ
ᑼ
⠴࿶㒐῜᭴ㅧ

㧦
㧦
㧦
㧦
㧦
㧦
㧦

⼊ႎ⸳ቯ୯ࠟࠬᬌ ⍮ ኻ ⽎ᬌ ⍮ ▸ ࿐⼊ ႎ ♖ ᐲ㧦㧦㧦㧦⼊ ႎ ㆃ ࠇ㧦૶↪᷷ᐲ▸࿐଻ ቞ ὐ ᬌᩞ ᱜ ࠟ ࠬࡇ࡯ࠢࡎ࡯࡞࠼ෂ 㒾 ႐ ᚲ

㧦
㧦
㧦
㧦
㧦

㕖ෂ㒾႐ᚲ

㧦

ෂ㒾㔓࿐᳇
㧸
㧱
㧸

㧦
㧦

ࠟࠬᬌ⍮ㇱߩାภࠍฃߌߡࠟࠬỚᐲߩᜰ␜ߣ⼊ႎࠍ಴ߔ࡙࠾࠶࠻‫ޕ‬ࠟࠬỚᐲࠍᬌ⍮ߒߡ㔚᳇ାภߦᄌ឵ߔࠆ࡙࠾࠶࠻‫ޕ‬஗㔚ᤨ‫ࠬࠟޔ‬ᬌ⍮⼊ႎེߩᕈ⢻ࠍ⛽ᜬߔࠆߚ߼㔚Ḯࠍଏ⛎ߔࠆⵝ⟎‫ޕ‬▤〝ࠍᵹࠇࠆࠟࠬߩᵹ㊂ࠍ⸘ࠆ⸘ེ‫ޕ‬ࠟࠬߩ᝝㓸ല₸ࠍ㜞߼෶ߪ㒐Ṣ‫ޔ‬㒐Ⴒ╬ߩᯏ⢻ࠍᜬߟࠟࠬណขญ‫ޕ‬ࠟࠬࠍᬌ⍮ߔࠆ▎ᚲߦࠟࠬᬌ⍮ㇱࠍ⸳⟎ߒ‫ߩࠬࠟޔ‬ኻᵹ᜛ᢔߦࠃࠅࠟࠬࠍᬌ⍮ߔࠆᣇᴺ‫ޕ‬ో㐽᭴ㅧߢ‫ޔ‬ኈེౝㇱߢ῜⊒ᕈࠟࠬߩ῜⊒߇⿠ߎߞߚ႐วߦ‫ޔ‬ኈེ߇ߘߩ࿶ജߦ⠴߃‫ߟ߆ޔ‬ᄖㇱߩ῜⊒ᕈࠟࠬߦᒁἫߔࠆ߅ߘࠇ߇ߥ޿ࠃ߁ߦߒߚ᭴ㅧ‫ޕ‬Ớᐲ߇޽ࠆỚᐲߦ㆐ߒߚߣ߈ߦ⼊ႎࠍ⊒ߔࠆࠃ߁ߦ޽ࠄ߆ߓ߼⸳ቯߒߚ୯‫ޕ‬ࠟࠬỚᐲࠍᬌ⍮ߒ‫ޔ‬ᜰ␜߽ߒߊߪ⼊ႎߔࠆ႐ว‫ߩߘޔ‬ኻ⽎ߣߥࠆࠟࠬ‫ޕ‬ࠟࠬỚᐲࠍᜰ␜ߒ‫⼊ޔ‬ႎߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆᬌ⍮ኻ⽎ࠟࠬߩỚᐲ▸࿐‫ޕ‬⼊ႎ⸳ቯ୯ߣ⼊ႎࠍ⊒ߒᆎ߼ࠆࠟࠬỚᐲߣߩᏅ߹ߚߪ‫ߩߘޔ‬Ꮕߩ⼊ႎ⸳ቯ୯ߦኻߔࠆ⊖ಽ₸ߢ⴫ߒߚ୯‫ޕ‬⼊ႎ⸳ቯ୯ࠃࠅ㜞޿㧔ૐ޿㧕޽ࠆỚᐲߩࠟࠬࠍࠟࠬᬌ⍮ㇱߦធ⸅ߐߖߡ߆ࠄ‫⼊ޔ‬ႎࠍ⊒ߔࠆ߹ߢߩᤨ㑆‫ޕ‬ࠟࠬᬌ⍮⼊ႎེߩ૶↪਄‫ޔ‬ᕈ⢻෸߮ᯏ⢻ࠍ⛽ᜬߢ߈ࠆ᷷ᐲߩ▸࿐‫ޕ‬ᯏེ߇‫ⷐޔ‬᳞ߐࠇߚᯏ⢻ࠍᨐߚߖࠆ⁁ᘒࠍ⛽ᜬߔࠆߚ߼ߩ૞ᬺ‫ޕ‬ᬌ⍮⼊ႎེߩ⋡⋓ࠅᩞᱜߦ↪޿ࠆࠟࠬ‫ޕ‬౉ജାภߩࡇ࡯ࠢ୯ࠍᏱߦᦝᣂߒߡ޿߈‫଻ޔ‬ᜬߔࠆᯏ⢻‫ޕ‬Ꮏ႐ߘߩઁߩ੐ᬺ႐ߦ߅޿ߡ‫⊒῜ޔ‬෶ߪἫἴࠍ↢ߕࠆߚ߼ߦචಽߥ㊂ߩ῜⊒ᕈࠟࠬ߇‫ޔ‬ⓨ᳇ߣᷙวߒߡෂ㒾㔓࿐᳇ࠍ↢ᚑߒߡ޿ࠆ߆‫↢ߪ޿ࠆ޽ޔ‬ᚑߔࠆ߅ߘࠇߩ޽ࠆ႐ᚲߩߎߣߢ‫ࠁࠊ޿ޔ‬ࠆࠟࠬ⫳᳇ෂ㒾႐ᚲࠍᜰߔ‫ޕ‬㔚᳇⸳஻ࠍᣉ⸳ߔࠆ႐ᚲߢ‫ޔ‬ㅢᏱ෸߮⇣Ᏹߥ⁁ᘒߦ߅޿ߡෂ㒾㔓࿐᳇↢ᚑߩน⢻ᕈ߇ߥ޿ߣߺ
ߥߐࠇࠆ႐ᚲ‫ޕ‬῜⊒ᕈࠟࠬߣⓨ᳇߇ᷙวߒ‫⊒῜ޔ‬㒢⇇ౝߦ޽ࠆ⁁ᘒߩ㔓࿐᳇‫ޕ‬นΆᕈࠟࠬ߇ⓨ᳇ߣᷙวߒߡ‫⌕ޔ‬Ἣߦࠃߞߡ῜⊒ࠍ⿠ߎߔᦨૐỚᐲ‫⊒῜ޕ‬ਅ㒢⇇‫ޟ‬Lower
Explosive Limit‫ޕ⺆⇛ߩޠ‬㧔৻ㇱ↥ᬺ↪ࠟࠬᬌ⍮⼊ႎེᎿᬺળ ࠟࠬᬌ⍮⺆ᬌ⍮▤ᑼ᷹ࠟࠬቯེ↪⺆ࠃࠅᒁ↪㧕

㧟㧥







٨ ߎߩขᛒ⺑᣿ᦠࠍ⚗ᄬߒߚ႐ว
ਁ৻ߎߩขᛒ⺑᣿ᦠࠍ⚗ᄬߒߚ႐วߪ‫ޔ‬ᑷ␠‫ޔ‬ਅ⸥ᦨነࠅߩᡰ␠߹ߚߪ༡ᬺ
ᚲ߹ߢߏㅪ⛊ߊߛߐ޿‫ޕ‬᦭ఘߦߡㅍઃ޿ߚߒ߹ߔ‫ޕ‬ઍℂᐫ࡮⽼ᄁᐫ

本社
東日本営業部
東
京
札幌営業所
仙台営業所
新潟営業所
静岡営業所
北関東出張所
千葉出張所
神奈川出張所
中 部 営 業 部
中部
北陸営業所
西日本営業部
関
西
岡山営業所
広島営業所
九州営業所
京滋出張所
姫路出張所

■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 − 5 − 4 TEL（06）6308−2111■ 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2（浜松町262ビル3F） TEL（03）5403−2703■ 〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2（札幌センタービル20F） TEL（011）231−1101■ 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7（ティエヌビルディング4F） TEL（022）295−6061（ファースト米山201） TEL（025）365−1390■ 〒950-0916 新潟市中央区米山３-１■ 〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7（三井生命静岡駅前ビル2F） TEL（054）255−1901■ 〒330-0855 さいたま市大宮区上小町544（武井ビル2F） TEL（048）643−1223■ 〒260-0834 千 葉 市 中 央 区 今 井 1 - 2 3 - 7（ S Yビ ル 2 F ） TEL（043）209−1650■ 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-3-1（新横浜アーバンスクエア6F） TEL（045）473−6451■ 〒461-0004 名古屋市東区葵3-15-31（千種第2ビル5F） TEL（052）933−1680■ 〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1（アーバンユースフルビル2F） TEL（076）234−5611■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 - 5 - 4 TEL（06）6308−2111■ 〒712-8051 倉 敷 市 中 畝 2 - 8 - 2 2（ 岡 一 ビ ル 1 F ） TEL（086）456−5200■ 〒732-0827 広島市南区稲荷町2−16（広島稲荷町第一生命ビル6F） TEL（082）568−2800■ 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1（NORITZビル5F） TEL（092）431−1881■ 〒520-0044 大津市京町4-4-23（アソルティ大津京町6F） TEL（077）526−8222■ 〒670-0965 姫路市東延末3-50（姫路駅南マークビル2F） TEL（079）225−8965

1605(09)300