取扱説明書
INSTRUCTION MANUAL

3444
3445
放射温度ハイテスタ
TEMPERATURE HiTESTER目次 1――――――――――――――――――――――――――

目

次

はじめに
安全について点検
ご使用にあたっての注意

1
1
2
3

第 1 章 概要
1.1 製品概要
1.2 各部の名称と機能

5
5
6

第 2 章 ご使用になる前に
2.1 電池の装てん、交換

11
12

第 3 章 測定方法
3.1 測定の開始・終了
3.2 測定視野と照準
3.3 放射率の設定方法
3.4 放射率(ε)の簡易的な求め方
3.5 最高(最低)温度を表示する
3.6 パソコンを利用する場合

15
15
16
18
20
22
23

第 4 章 仕様25

第 5 章 保守・サービス
5.1 故障かなと思ったら
5.2 測定のアドバイス

27
29
30

―――――――――――――――――――――――

目次 2―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1――――――――――――――――――――――――――

はじめに
このたびは、HIOKI 3444･3445 放射温度ハイテスタ をご選定いただき、誠にありがとうございます。この製品を十分に活用いただき、末長くご使用いただくためにも、取扱説明書はていねいに扱い、いつも手元に置いてご使用ください。

安全について警告

この測定器は、測定方法を間違えると人身事故や機器の故障につながる可能性があります。取扱説
明書を熟読し、十分に内容を理解してから操作してください。万一事故があっても、弊社製品が原因である場合以外は責任を負いかねます。

この取扱説明書には本器を安全に操作し、安全な状態に保つのに要する情報や注意事項が記載されています。本器を使用する前に下記の安全に関する事項をよくお読みください。
○安全記号
使用者は、取扱説明書内のマークのあるところ
は、必ず読み注意する必要があることを示します。
レーザに対する警告を示します。

―――――――――――――――――――――――

2――――――――――――――――――――――――――
取扱説明書の注意事項には、重要度に応じて以下の表記がされています。
操作や取り扱いを誤ると、使用者が死亡または重危険 傷につながる危険性が極めて高いことを意味します。
操作や取り扱いを誤ると、使用者が死亡または重警告 傷につながる可能性があることを意味します。

操作や取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う場

注意 合、または機器を損傷する可能性があることを意味します。
製品性能および操作上でのアドバイス的なことを注記 意味します。

○確度について・rdg.（読み値、表示値、指示値）
現在測定中の値、測定器が現在指示している値を表します。
○使用前の確認
・使用前には、保存や輸送による故障がないか、点検と動作確認をしてから使用してください。故障を確認した場合は、お買上店（代理店）か最寄りの営業所にご連絡ください。

点検
本器がお手元に届きましたら、輸送中において異常または破損がないか点検してからご使用ください。特に付属品および液晶表示部や操作キー、レンズに注意してください。
万一、破損あるいは仕様どおり動作しない場合は、お買上店（代理店）か最寄りの営業所にご連絡ください。

―――――――――――――――――――――――

3――――――――――――――――――――――――――

ご使用にあたっての注意
本器を安全にご使用いただくために、また機能を十二分にご活用いただくために、下記の注意事項をお守りください。
・ここに規定した以外の手順による操作は、危険なレーザ放射の被爆をもたらします。

危険・3444･3445（ラボタイプ）は、光源として可視光
半導体レーザを使用しており、JIS 規格（JISC6802）のクラス 2 に相当します（波長 670 nm、最大出力 1 mW）。
このレーザ光は目に障害を与える危険がありますので、レーザ光が直接目に入らないように注意してください。
・光学機器で、直接レーザ光を見ないでください。
・鏡面状の物体を測定する場合には、その反射光が目に入らないように注意してください。
・レーザ光が爆発性のガスに触れないようにしてください
・本器をぬらしたり、ぬれた手で測定すると感電事故になるので注意してください。

警告

注意

・機器の保護機能が故障している場合には、使用できないように破棄するか、知らないで動作させることのないように表示しておいてください。
・強力な電磁波を発生するもの、または帯電しているものの近くで使用しないでください。誤動作の原因となります。

―――――――――――――――――――――――

4――――――――――――――――――――――――――

注意・本器の使用環境および設置場所は使用温湿度範
囲 0〜40℃、35〜85% rh 以下の屋内です。直射日光、ホコリ、腐食性ガスのある場所では使用しないでください。
・直射日光や高温、多湿、結露するような環境下での、保存や使用はしないでください。変形、絶縁劣化を起こし、仕様を満足しなくなります。
・本器は防滴構造を採用していますが、水がかかったまま長時間放置すると水が浸入したりすることがあります。また、レンズやその周辺に水滴がついたままでは、測定誤差を生じます。直ちに水を拭き取ってください。
・腐食性ガスや爆発性ガスが発生する場所では使用しないでください。本器の破損もしくは、爆発事故を誘発する可能性があります。
・本器の損傷を防ぐため、運搬および取扱いの際
は振動、衝撃を避けてください。特に、落下などによる衝撃に注意してください。
・レンズを太陽光などの強い光に向けないでください。センサを破壊する恐れがあります。
・測定対象物にレンズを接触させ汚したり、キズを付けたり、また異物を入れたりしないでくだ
さい。誤差の原因となります。

注記
・放射率設定が測定対象の放射率と異なりますと、誤差を生じます。
・℃が点滅するときは、使用周囲温度範囲外です。直ちに使用を中断してください。
・使用前には、保存や輸送による故障がないか、点検と動作確認をしてから使用してください。
・電池消耗時はマークが点滅します。確度保証はできませんので、ただちに交換してください。

―――――――――――――――――――――――

5――――――――――――――――――――――――――

第1章

概要

1.1 製品概要
１．測定原理すべての物体は、温度に応じた赤外線エネルギーを放射しています。そのエネルギー量を測定することで、その物体の温度を測定することができます。
２．赤外線とは
赤外線とは、光（電磁波）の一種であり、空気中の透過力が大きく物質に吸収されやすい性質を持っています。
赤外線検知方式放射温度計では、空気の温度や測定距離に関係なく正確な測定ができます。
３．放射温度計の構成物体から放射された赤外線を、赤外線透過レンズや 8μm カットオンフィルタ等の光学系で、赤外線センサへ集光します。
赤外線センサからの出力信号は、基準温度センサの出力信号とともに、電気回路に入力されます。
電気回路で、基準温度の補正や、放射率の補正などをほどこして温度に換算し、表示します。

―――――――――――――――――――――――
第 1 章 概要6――――――――――――――――――――――――――
1.2 各部の名称と機能
3444･3445 ラボタイプ①レンズ②レーザマーカ照射口

カメラ三脚用ネジ

レーザ説明・警告ラベル

電池ボックス

拡張ボックス用コネクタ―――――――――――――――――――――――
第 1 章 概要

7――――――――――――――――――――――――――

注記 拡張ボックス用コネクタには、オプションの 3909 インタ
フェースパック付属の接続ケーブルを接続します。詳し
くは、3909 インタフェースパックの取扱説明書を参照してください。
操作部

液晶表示部④設定値変更キー

③モード
切換えキー

⑦表示分解能切換えキー⑤OFF キー⑥MEAS キー―――――――――――――――――――――――
第 1 章 概要

8――――――――――――――――――――――――――①レンズ
測定対象物の赤外線をここより受光します。
②レーザマーカ照射口
ここからレーザマーカが照射されます。
③モード切換えキー
測定中は、上段の瞬時値表示のほか、下段に MAX 値、MIN
値の切換表示ができます。ホールド中は、上記に加えて放射率、アナログ電圧出力スケールの設定を選択できます。
注記 アナログ電圧出力の使用は、オプションの 3909 インタフ
ェースパックが別途必要になります。
④設定値変更キー
放射率およびアナログ電圧出力スケールの設定値の変更に使用します。
・▼キー ：数値が減少
・▲キー ：数値が増加⑤OFF キー
押すと電源が切れます。
⑥MEAS キー
MEAS を押すごとに、測定・ホールドが切り換わります。
電源オンスイッチはありません。
MEAS キーを押すと電源が入ります。ホールド中またはSET マークが表示されている状態にすると、約１５秒後に電源が切れます。
（オートパワーオフ）
測定中はオートパワーオ
フが働きません。ホールドにしてください。OFF キーで電源を切ることもできます。
⑦表示分解能切換えキー/ キーを押すごとに、表示分解能 1℃・0.1℃が切り換わります。

―――――――――――――――――――――――
第 1 章 概要

9――――――――――――――――――――――――――
液晶表示部
HOLD マークレーザマーク

MEAS マーク
電池残量マーク

測定値℃マーク
放射率εマーク
SET マーク

MAX･MIN
マーク

ZERO･FS マーク
LCD ディスプレイ
・HOLD：測定値のホールド時に点灯します。
・MEAS：測定中に点滅します。
・：点灯 レーザが発光していません。
点滅 レーザが発光しています。
・ε：放射率の表示または設定時に点灯します。
・SET：放射率およびアナログ電圧出力スケール設定
時に点滅します。
・ZERO･FS ：ZERO アナログ電圧出力スケール下限設定時に点灯します。
FS アナログ電圧出力スケール上限設定時に点灯します。
注記 アナログ電圧出力の使用は、オプションの 3909 インタフ
ェースパックが別途必要になります。
・MAX･MIN ：MAX 最高温度表示
MIN 最低温度表示
・℃：摂氏の単位が表示されます。
・
マークが点滅します。確度：電池消耗時は保証はできませんので、ただちに交換してく
ださい。
・測定値
：測定温度範囲（-50.0〜500.0℃）から外れると、測定値が点滅します。

―――――――――――――――――――――――
第 1 章 概要

10―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
第 1 章 概要

11――――――――――――――――――――――――――

第2章

ご使用になる前にご使用になる前に以下の作業をしてください。
１．付属のネジ回しの取付
紛失防止のため、付属のネジ回しを、
ハンドストラップに取り付けてください。
ネジ回しは、電池カバーのネジを外す
時に使います。
２．ハンドストラップの取付
落下防止のため、ご使用前にハンドストラップを計器に取り付けてください。

３．電池の装てん
電池を本体裏面の電池ボックスに正しく入れてください。
電池の入れ方は、「2.1 電池の装てん、交換」を参照してください。

―――――――――――――――――――――――
第 2 章 ご使用になる前に12――――――――――――――――――――――――――
2.1 電池の装てん、交換・納品時には、計器に電池を取り付けていません。次に示す手
順で電池を取り付けてください。
・電池消耗時はマークが点滅します。確度保証はできませんので、ただちに交換してください。
・本体がぬれている場合は、必ず水気を拭き取り、隙間に入っている水がケース内に入らないよう、ボックスを下向きにして、電池カバーを外してください。
使用乾電池：マンガン電池 6F22
あるいはアルカリ電池 6LR61
１．電池カバーを外す。
本体裏面の電池ボックスのネジを付属のネジ回しでゆるめ、電池カバーを外します。
２．電池を交換する。
古い電池が入っているときは、取り外します。
新しい電池の極性（＋−）を確かめ、正しく装着してください。
３．電池カバーをしめる。
電池装てん後、電池カバーをしめ、ネジを均等にしっかりと締めてください。

―――――――――――――――――――――――
第 2 章 ご使用になる前に13――――――――――――――――――――――――――

危険

電池交換時には、まちがって MEAS キーを押さな
いでください。レーザマーカが目に入ることがありますので危険です。また交換後は必ずふたをしてから使用してください。
・電池交換するときは、
極性＋、−に注意し逆挿入
しないように電池を入れてください。

警告・使用済の電池をショート、分解または火の中に投入しないでください。破裂する恐れがあり、危険です。
・使用済の電池は指定された場所に種別に従って処分してください。
・ケーブルを電池カバーに挟み込まないように注意してください。

注意

・ゴムパッキンにゴミが着いていたり、よじれた状態で電池カバーを閉めないでください。計器
本体の防滴構造が保たれません。

注記
・電池を取り外すと各設定値は失われます。電池交換後は、放射率やアナログ電圧出力スケールの設定を行ってください。
「3.3 放射率の設定方法」参照。アナログ電圧出力の使用はオプションのインタフェースパックが必要です。インタフェー
スパックの取扱説明書を参照してください。
・長い間使用しないときは、電池の液漏れによる腐食を防ぐた
めに電池を抜いて保管してください。
・付属品の電池はモニター用ですので、寿命が短い時があります。

―――――――――――――――――――――――
第 2 章 ご使用になる前に14―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
第 2 章 ご使用になる前に15――――――――――――――――――――――――――

第3章

測定方法

3.1 測定の開始・終了
1. 電源オフのとき MEAS キーを押すと電源が入ります。
LCD ディスプレイには、前回、電源が切れる直前の画面が表示されます。
注記 電源オフの状態から MEAS
キーを 1 秒以上押し続けると測定を開始します。
2. レンズを測定対象物に向けます。
3. MEAS キーを押します。
MEAS キーを押している間測定を行います。 MEAS キーを押している間はレーザマーカが発光し、対象物に照準を合わせることができます。 MEAS キーを離すとレーザマー
カは消灯しますが、測定は継続して行われます。
3444･3445 でマーク点滅中は、レーザマーカを危険 発光しています。レーザマーカが目(目に障害)に入らないように注意してください。

―――――――――――――――――――――――
第 3 章 測定方法

16――――――――――――――――――――――――――
4. 表示部を読みます。
5. 測定を終了します。
測定中にもう一度 MEAS キーを押すと、測定を終了し、その時の測定値がホールドされます。
注記
・測定値が測定温度範囲（-50.0〜
500.0℃）から外れると表示が点滅します。
6. 電源を切ります。
■ キーを押すと、電源が切れます。HOLD 点灯中は、約 15 秒後にオートパワーオフが働き、電源が切れます。

3.2 測定視野と照準
注記
・測定視野は光学応答 90%の測定径です。測定対象物の大きさ
は測定径よりも十分大きいことが必要です（1.5〜2 倍以上）。
・レーザマーカは測定距離 1.5ｍまでは、測定視野径の両サイドに照射されます。
・測定距離は、2 m 以上離れていても、測定対象物からの赤外線を吸収したり、さえぎる物がない限り、温度は測定視野の平均値として表示されます。

―――――――――――――――――――――――
第 3 章 測定方法

17――――――――――――――――――――――――――
3444
照準ピッチ

距離
測定視野
距 離
測定視野
照準ピッチ

3445

0.5 m
φ20 mm
34 mm

1 m
φ24 mm
41 mm

1.5 m
φ48 mm
48 mm

2 m
φ80 mm
55 mm

150 mm
φ20 mm
28 mm

200 mm
φ33 mm
47 mm

照準ピッチ

距離
測定視野

距 離
73 mm
測定視野 φ2.0±1mm
0 mm
照準ピッチ

100 mm
φ8 mm
10 mm―――――――――――――――――――――――
第 3 章 測定方法

18――――――――――――――――――――――――――
3.3 放射率の設定方法
物体はそれぞれ固有の放射率を持っています。正しい温度を求めるため、放射率を測定対象物の値に設定してください。
初期値は 0.95 に設定されています。
1. ε（放射率）を表示する。
HOLD の状態から M キーを数回押し放射率を表示させます。εが点灯し、SET が点滅します。

2. ε（放射率）を変更する。
数字は、 ▼ ▲ キーで変更できます。

3. ε（放射率）の設定を終了する。
MEAS キーを押すと設定終了し、直ちに測定できます。

―――――――――――――――――――――――
第 3 章 測定方法

19――――――――――――――――――――――――――
品
名
アスファルトコンクリートセメント

放 射 率
0.90〜0.98
0.94
0.96

砂
土
水
氷
雪
ガラス
セラミック
大理石
ほたる石
石膏
しっくい
れんが(赤色)
繊維
布(黒色)
人の皮膚
なめし皮

0.90
0.92〜0.96
0.92〜0.96
0.96〜0.98
0.83
0.90〜0.95
0.90〜0.94
0.94
0.30〜0.40
0.80〜0.90
0.89〜0.91
0.93〜0.96
0.90
0.98
0.98
0.75〜0.80

注記

品
名
木炭(粉)
塗装ラッカー
塗装ラッカー(艶消し黒)ゴム(黒)プラスチック材木
紙
Al 酸化物
Cr 酸化物
Cu 酸化物
Fe 酸化物
Ni 酸化物
Ti 酸化物
Zn 酸化物
真鍮酸化物
青銅凹凸面
圧延ｽﾃﾝﾚｽ鋼
赤くさびた鉄放 射 率
0.96
0.80〜0.95
0.97
0.94
0.85
0.90
0.70〜0.94
0.76
0.81
0.78
0.78〜0.82
0.90
0.40〜0.60
0.11〜0.28
0.56〜0.64
0.55
0.45
0.69

放射率(ε)は測定対象物の表面の状態や色により多少異なります。温度を正確に測定したい場合や、放射率のわからないものの温度を測定したいときは、別売りの黒体
テープ、黒体スプレーを使用してください。
放射率(ε)は黒体テープ、黒体スプレーに示されている値に設定してください。

―――――――――――――――――――――――
第 3 章 測定方法

20――――――――――――――――――――――――――
3.4 放射率(ε)の簡易的な求め方
測定対象物の放射率が不明である場合、オプションの黒体テープを用いて簡易的に求めることができます。
1. 測定対象物に、黒体テープを貼り、適度に加熱（室温＋20℃以上）して、できるだけ一定温度に保ちます。
（温度が高い方が、放射率は正確に求められます）
2. 本器のεの値を黒体テープの放射率（0.95）に設定します。

3. 黒体テープを貼った部分の温度を本器で測定して、記録しておきますます。
（6.で使います）

4. 次に黒体テープを貼っていない
部分で、3 で測定した部分にできる だ け 近 い 部 分 を 測 定 し、MEAS キ ー を 離 し て 測 定 値 を
HOLD します。

―――――――――――――――――――――――
第 3 章 測定方法

21――――――――――――――――――――――――――
5. M キーを数回押して、放射率設
定画面にします。

6. ▼ ▲ キーを押して、温度が 3で求めた値になるまでεの値を変化させます。この時のεの値が、測定対象物の放射率になります。

注記

黒体テープの替わりに、オプションの黒体スプレーを用いても同様の方法で対象物の放射率を求めることができます。この場合、2 のεの値を黒体スプレーのラベルに記載の値に設定してください。

―――――――――――――――――――――――
第 3 章 測定方法

22――――――――――――――――――――――――――
3.5 最高(最低)温度を表示する① MAX/MIN を表示する。
M キーを押すと MAX→MINの順に最高（最低）温度を表示します。
ホールド時は、前回の測定の最高（最低）温度を表示します。
測定中は、測定中の最高（最低）温度を表示します。
② MAX/MIN の表示を解除する。
M キーを数回押して、なにも表示されない状態にしてください。

―――――――――――――――――――――――
第 3 章 測定方法

23――――――――――――――――――――――――――

3.6 パソコンを利用する場合
オプションの 3909 インタフェースパックを使用することによりリアルタイムでパソコンにデータを取り込み処理することができます。
3909 インタフェースパック
モジュラケーブル、拡張ボックス、TEMP ユーティリティ（パソコン取り込みソフト）、アナログ出力ケーブル
拡張ボックスと RS1. 3444･3445 を 3909 のモジュラケーブル、
232C 用クロスケーブル（別売品）を使用してパーソナルコン
ピュータと接続します。
2. 3909 の TEMP ユーティリティ（取り込みソフト）を起動してください。
・リアルタイムのデータ取り込みが可能です。データは表とグ
ラフに表示することができ、簡単にデータ管理を行うことができます。
・Excel*に取り込むことも可能です。

*

Excel は、米国マイクロソフト社の登録商標です。

―――――――――――――――――――――――
第 3 章 測定方法

24―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
第 3 章 測定方法

25――――――――――――――――――――――――――

第4章

形式

仕様

3444･3445放射温度ハイテスタ(ラボタイプ)

検出素子／光 サーモパイル／シリコン
学レンズ
測定波長

8〜16μm

測定温度範囲−50.0℃〜500.0℃

表示分解能

0.1℃／1℃

確度保証期間

1年間

測定精度(バッテリマーク点滅時を除く)

200.1〜500.0℃ ±1% rdg.
0.0〜200.0℃ ±2℃‑50.0〜‑0.1℃ ±10%rdg.+2℃

ε=1.00、ケース温度23±5℃、周囲湿度55%rh
再現性

0.1℃分解能±0.5℃(0.0〜500.0℃)±1℃(‑50.0〜‑0.1℃)
1℃分解能±1℃(0〜500℃)±2℃(‑50〜‑1℃)

応答時間

0.1℃分解能1.6秒以下（95%応答）
1℃分解能
0.7秒以下（95%応答）

測定視野3444 φ24±3/1000 mm (90%エネルギリミット)
3445 φ2.5±1/73 mm ( 〃 )照準2ビームレーザマーカ（クラス2）―――――――――――――――――――――――
第 4 章 仕様

26――――――――――――――――――――――――――
放射率補正

0.10〜1.00

オートパワー 約15秒(ホールドまたは設定時)
オフ
サンプリング 1.25回／秒
レート
その他の機能最大値または最小値表示、アナログ電圧出力（0〜1 V）、RS‑232Cインタフェース*1

電源

定格電源電圧 DC9 V×1
積層形マンガン乾電池(6F22×1または6LR61×1)

最大定格電力252 mVA(MAX)

電池寿命

照準点灯時連続使用約20時間（アルカリ電池
使用）

使用温湿度範 0〜40℃、35〜85%rh（結露なきこと）
囲
保存温湿度範 −20〜55℃（結露なきこと）
囲
使用場所

高度2000 mまで、屋内

外形寸法

約47 W×200 H×48 D mm

質量

約280g

防じん性･
防水性

IP54 *2

適合規格

EN61326

付属品

取扱説 明書、防 滴ケース、ハンドス トラッ
プ、積層形マンガン乾電池(6F22)、ネジ回し（電池カバー取り外し用）

オプション

3909インタフェースパック、黒体スプレー、
黒体テープ、ACアダプタ（AC‑10）*1：アナログ電圧出力および RS-232C インタフェースの使用はオプションのインタフェースパックが必要です。
*2：IP54 いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響のないもの（IEC529(1989)）―――――――――――――――――――――――
第 4 章 仕様

27――――――――――――――――――――――――――

第5章

保守・サービス

本器の保護機能が破損している場合は、使用でき

警告 ないように廃棄するか、知らないで動作させることのないように、表示しておいてください。

注意

・本器の汚れをとるときは、柔らかい布に水か中性洗剤を少量含ませて、軽くふいてください。ベンジン、アルコール、アセトン、エーテル、ケトン、シンナー、ガソリン系を含む洗剤は絶対に使用しないでください。変形、変色することがあります。
・長い間使用しないときは、電池の液漏れによる腐食を防ぐために電池を抜いて保管してください。
・故障と思われるときは、電池の消耗、プローブ部の接続を確認してから、お買上店（代理店）か最寄りの営業所にご連絡ください。輸送中に破損しないように梱包し、故障内容も書き添えてください。輸送中の破損については保証しかねます。
・レンズが汚れているときは、カメラのレンズを掃除するブロアなどを使ってレンズのホコリを取り除いてください。
・汚れがひどい時は、綿棒にアルコールを少量含ませて拭き取ってください。

―――――――――――――――――――――――
第 5 章 保守・サービス

28――――――――――――――――――――――――――
5.1 故障かなと思ったら
症

状

原

因

対

策

表示がで な 電池切れまたは入れ間 電池を交換または正しい違い
く入れ直してください
測定値が お レンズが汚れている
かしい

レンズを清掃してくだ
さい

近くに高温物体などの しゃへい板等で熱源を熱源がある遮断してください
放射率の値が適切でな 放射率を適切な値にしいてください℃が点滅 す 使用周囲温度範囲（0〜 対象物から離れて測定る。
40℃）から外れている してください。
Err が 表 示
される

Err0: 検出器故障
Err1: 校正定数エラー
Err2: 測定回路エラー
Err3: ソフトエラー
ErrH: 温度センサエラー(高温)ErrL: 温度センサエラー(低温)Err-: 不 揮 発 性 メ モ リ
エラー
Errb: バックアップエ
ラー

電池を新品に交換してください。
電池交換後もエラー表示が消えない場合は、故障している可能性があ り ま す。 お 買 上 店(代理店)か最寄りの営
業所にご連絡下さい。

○サービス
対策後も上記の症状が直らない場合は、故障している可能性があります。お買上店（代理店）か最寄りの営業所にご連絡ください。

―――――――――――――――――――――――
第 5 章 保守・サービス

29――――――――――――――――――――――――――
5.2 測定のアドバイス

Ｑ：ガラス越しに温度を測定したい
Ａ：一般のガラスは、本器で測定している波長（8〜16 μm）の赤外線を吸収してしまいます。したがって、本器ではガラスの向こうにある物体の温度を計ることはできず、ガラス自体の温度を測定していることになります。
Ｑ：光があたっている物体の温度を測定したい
Ａ：蛍光灯は赤外線をほとんど照射しませんので、通常の測定にはほとんど影響ありません。
しかし、太陽光や白熱電球は本器で測定している波長の赤外線を照射していますので、測定誤差が大きくなる可能性があります。
Ｑ：気体や炎の温度を測定したい
Ａ：気体や炎は赤外線を透過しますので、気体や炎そのものの温度は測定できません。
Ｑ：雨や霧を通して測定したい
Ａ：雨や霧は赤外線を反射、吸収してしまいますので、正確な測定はできません。
Ｑ：測定する距離によって測定値は変わらないか
Ａ：本器で測定している波長（8〜16 μm）の赤外線は、空気にはほとんど吸収されません。したがって、測定距離に関係なく正確な測定ができます。

―――――――――――――――――――――――
第 5 章 保守・サービス

30―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
第 5 章 保守・サービス

保
形名

製造番号

3444･3445

証

書

保証期間
購入日

年

月より 3 年間

本製品は、弊社の厳密なる検査を経て合格した製品をお届けした物です。
万一ご使用中に故障が発生した場合は、お買い求め先にご連絡ください。
本書の記載内容で無償修理をさせていただきます。また、製品の使用による損失については、購入金額までの支払いとさせていただきます。なお、保証期間は購入日より 3 年間です。購入日が不明の場合は、製品の製造月から 3 年を目安とします。ご連絡の際は、本書を提示してください。また、確度については、明示された確度保証期間によります。
お客様
ご住所: 〒
ご芳名:＊お客様へのお願い
・保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
・「形名、製造番号、購入日」およびお客様「ご住所、ご芳名」は恐れ入りますが、お客様にて記入していただきますようお願いいたします。
１．取扱説明書･本体注意ラベル（刻印を含む）などの注意事項にしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理いたします。また、製造後一定期間を経過したものおよび部品の生産中止、不測の事態の発生などにより修理不可能となった場合は、修理、校正などを辞退する場合がございます
２．保証期間内でも、次の場合には保証の対象外とさせていただきます。
−１．製品を使用した結果生じる被測定物の、二次的、三次的な損傷、被害−２．製品の測定結果がもたらす二次的、三次的な損傷、被害−３．取扱説明書に基づかない不適当な取り扱い、または使用による故障−４．弊社以外による不当な修理や改造による故障および損傷−５．取扱説明書に明示されたものを含む、部品の消耗−６．お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷−７．外観上の変化（筐体のキズなど）−８．火災、風水害、地震、落雷、電源異常（電圧、周波数など）、戦争・暴動行為、
放射能汚染およびその他天災地変などの不可抗力による故障および損傷−９．保証書の提出が無い場合−１０．その他弊社の責任とみなされない故障−１１．特殊な用途（宇宙用機器、航空用機器、原子力用機器、生命に関わる医療用機器及び車輌制御機器など）に組み込んで使用する場合で、前もってその旨を連絡いただかない場合
３．本保証書は日本国内のみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.)
サービス記録年月日

サービス内容〒 386-1192 長野県上田市小泉８１TEL0268-28-0555
FAX
0268-28-0559

06-03

外国主要販売ネットワーク

外国代理店については HIOKI ホームページをご覧いただくか、最寄りの営業所または本社
販売企画課までお問い合わせください。
URL http: //www.hioki.com/
HIOKI USA CORPORATION
6 Corporate Drive, Cranbury, NJ 08512 USA
TEL +1-609-409-9109
FAX +1-609-409-9108
E-MAIL hioki@hiokiusa.com

HIOKI 3444･3445 放射温度ハイテスタ
取扱説明書

発

行

年

月

編集 ・ 発行

2008 年 9 月

改訂 5 版

日置電機株式会社
開発支援課

問

合

せ

先

日置電機株式会社
販売企画課〒386-1192 長野県上田市小泉 81
0120-72-0560
TEL: 0268-28-0560
FAX: 0268-28-0579
E-mail: info@hioki.co.jp
URL htt p: //www.hioki.co.jp/

Printed in J a p a n 3444A980-05

・本書の内容に関しては万全を期していますが、ご不明な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、本社 販売
企画課または最寄りの営業所までご連絡ください。
・本書は改善のため予告なしに記載事項を変更することがあります。
・本書には著作権によって保護される内容が含まれます。
本書の内容を弊社に無断で転載、複製、改変することは禁止されています。

3444/3445
TEMPERATURE
HiTESTERINSTRUCTION MANUALContents
Introductioni

Safety Notesii

Inspectioniv

Notes on Usev

Chapter 1 Summary

1

1.1 Product Summary
1.2 Names and Functions of Parts

Chapter 2 Prior to Use
2.1 Battery Loading and Replacement

Chapter 3 Making Measurements
3.1 Start and Complete Measurement
3.2 Target Size and Sighting
3.3 Setting Emissivity (ε)
3.4 Simple Method to Determine ε
3.5 Displaying MAX (MIN) Temperature
3.6 Using the Temperature HiTesterwith a Personal Computer

1
3

9
10

13
13
15
16
18
21
22

Chapter 4 Specification

23

Chapter 5 Maintenance and Service

25

5.1 Troubleshooting
5.2 Questions and Answers
about Measurement

27
28

i

―――――――――――――――――――――――――――

Introduction
Thank you for purchasing this Hioki "3444/3445
Temperature HiTester." To get the maximum
performance from the instrument, please read thismanual first, and keep this at hand.

――――――――――――――――――――――――
Introduction

ii―――――――――――――――――――――――――――

Safety Notes

WARNING

Incorrect measurement procedures could result ininjury or death, as well as damage to theequipment. Please read this manual carefully andbe sure that you understand its contents before
using the equipment. The manufacturer disclaims
all responsibility for any accident or injury exceptthat resulting due to defect in its instrument.
This Instruction Manual provides information andwarnings essential for operating this equipment in asafe manner and for maintaining it in safe operating
condition. Before using this equipment, be sure tocarefully read the following safety notes.
Safety symbols
In the manual, this mark indicates
explanations which it is particularly
important that the user read before using
the instrument.

Indicates warnings relating to the laser.

――――――――――――――――――――――――
Safety Notes

iii―――――――――――――――――――――――――――
The following symbols are used in this Instruction
Manual to indicate the relative importance of
cautions and warnings.

DANGER

Indicates that incorrect operation
presents extreme danger of accident
resulting in death or serious injury to
the user.

WARNING

Indicates that incorrect operation
presents significant danger of accident
resulting in death or serious injury to
the user.

CAUTION

Indicates that incorrect operation
presents possibility of injury to the user
or damage to the equipment.

NOTE

Denotes items of advice related toperformance of the equipment or to its
correct operation.

・Accuracyrdg. (displayed or indicated value)
This signifies the value actually being measured,i.e., the value that is currently indicated or displayedby the measuring instrument.

――――――――――――――――――――――――
Safety Notes

iv―――――――――――――――――――――――――――
・Check before use
Before using the instrument, inspect it and checkthe operation to make sure that the instrument was
not damaged due to poor storage or transportconditions. If damage is found, contact your dealer
or Hioki representative.

Inspection
When you receive this instrument, before use, pleasecheck that no abnormality or damage has occurred
during delivery. In particular, be sure to check theaccessories, the liquid crystal display, the control
keys, and the lens.
In the unlikely event of damage, or if the instrument
does not function according to specification, you
should immediately contact the dealer from whom
you bought the instrument, or the nearest Hioki
service facility.

――――――――――――――――――――――――
Inspection

v―――――――――――――――――――――――――――

Notes on Use
In order to ensure safe operation and to obtainmaximum performance from the instrument, observe
the cautions listed below.
DANGER･Operation of this instrument according to any
procedure not specified in this manual may
cause explosion due to dangerous laser
radiation.
･The 3444/3445 (Laboratory type instrument) uses
as a light source a semiconducting laser whichemits visible light, and which conforms to JIS
standard class 2 (JIS C6802). (Wavelength
670nm, maximum power output 1 mW)
Since there is considerable danger of this laser
light causing damage to the eyes, be very
careful not to direct this laser light into youreyes or those of another person.
･ Do not look directly into the laser light from theoptical system.
･ When measuring the temperature of an object
which has a mirror finish, be careful not to allow
the laser light beam to be reflected off thesurface into your eyes or those of anotherperson.
･ Do not allow the laser light beam to impinge
upon any gas which can explode.

――――――――――――――――――――――――
Notes on Use

vi―――――――――――――――――――――――――――WARNING･To prevent electric shock, do not allow the
instrument to become wet and do not use theinstrument when your hands are wet.
･Ensure that protective functions are fail-safe:that is to say, that if they fail they either preventthe instrument from operating or give an
indication to prevent unwitting operation.

CAUTION･ Do not use the instrument near any device which
generates strong electromagnetic radiation or neara static electrical charge, as these may cause
errors.
･ The instrument should always be operated indoors
in a range from 0 to 40 and 35% to 85% RH or
less. Do not use the instrument in direct sunlight,
dusty conditions, or in the presence of corrosive
gases.
･ Do not store or use the instrument where it will be
exposed to direct sunlight, high temperatures, highhumidity, or condensation. If exposed to suchconditions, the instrument may be damaged, theinsulation may deteriorate, and the instrument may
no longer satisfy its specifications.

――――――――――――――――――――――――
Notes on Use

vii―――――――――――――――――――――――――――CAUTION･ This instrument has been constructed with somedegree of water resistance, but if it is subjected todirect contact with water for a long period of time,
water may get into the instrument. Further, water
drops left on the lens will cause measurement
errors. Wipe off any water drops promptly.
･ Do not use the instrument where it may be exposed
to corrosive or explosive gases. The instrument
may be damaged, or explosion may occur.
･ To avoid damage to the instrument, do not subject
the equipment to vibrations or shocks duringtransport or handling. Be especially careful to avoid
dropping the equipment.
･ Do not point the lens at the sun or at any othersource of strong light. If you do, the sensor may bedamaged.
･ Do not contact the lens against the object whose
temperature is to be measured, or get it dirty, allow
it to be scratched, or allow any foreign material toadhere to it. Doing so may cause errors.
NOTE･ Before use, verify that no damage has occurred due
to careless storage or transport, and check theappearance and operation of the instrument.
･ The
indicator flashes when the remaining
battery capacity is low. In this case, the instrument's
reliability is not guaranteed. Replace the battery
immediately.

――――――――――――――――――――――――
Notes on Use

viii―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Notes on Use

1―――――――――――――――――――――――――――

Chapter 1
Summary

1.1 Product Summary
1. Theory of Measurement
Every object emits infrared energy in accordancewith its temperature. By measuring the amount of
this radiant energy, it is possible to determine thetemperature of the emitting object.
2. About infrared
Infrared radiation is a form of light (electromagnetic
radiation), and has the property that it passes easily
through air, while it is easily absorbed by solid
matter.
With an emission thermometer which operates bydetecting infrared radiation, accurate measurement ispossible, irrespective of the air temperature or themeasurement distance.
3. Emission Thermometer Structure
Infrared radiation which has been emitted from theobject is focused upon an infrared radiation sensor,
via an optical system which includes a lens which istransparent to infrared radiation, an 8 μm cuton
filter, etc..

――――――――――――――――――――――――
Chapter 1 Summary2―――――――――――――――――――――――――――The output signal from the infrared radiation sensor
is input to an electronic circuit along with theoutput signal from a standard temperature sensor.
The electronic circuit calculates the object
temperature while applying standard temperaturecompensation, thermal emissivity compensation,etc., and displays the result.

――――――――――――――――――――――――
Chapter 1 Summary3―――――――――――――――――――――――――――

1.2 Names and Functions of Parts
3444/3445 laboratory type unit

(1)Lens(2)Laser port

Screw hole for camera tripod

Laser specification (spec.)and caution label

Battery box

Connector cover(inside: connector
for interface pack)――――――――――――――――――――――――
Chapter 1 Summary4―――――――――――――――――――――――――――･ Connect the cable provided with the optional 3909
NOTE
Interface Pack to the expansion box connector. For
details, please refer to the user instructions provided
with the 3909 Interface Pack.
Operating section

LCD display(4)Parameter adjust
keys(3)Mode selectkey(5)OFF key(6)Displayed
resolution selectkey(5)Measure key(1) Lens
Infrared rays from the object whose temperature is
to be measured are received here.
(2) Laser marker beam emission openings
The laser marker beams are emitted from here.
(3) Mode select key
This key displays the MAX/MIN-temperature or thepresent high and low readings during measurement.
In addition, emissivity and analog voltage output
scale are also displayable when on HOLD.

――――――――――――――――――――――――
Chapter 1 Summary5―――――――――――――――――――――――――――･ To use the analog voltage output function, an
NOTE
optional interface pack is required.
(4) Parameter adjust keys
These keys raise/lower emissivity and analog voltage
output scale.
・ key: Decreases
・ key: Increases
If either of these Parameter adjust keys is held
down, the numerical value changes rapidly in theappropriate direction.
(5) OFF key
Pressing this key turns OFF the power.
(6) MEAS key
Every time the MEAS key is pressed, thethermometer toggles between the measurement or
hold functions.
There is no power switch.
Pressing the MEAS key turns ON the power. The
power cuts OFF 15 seconds after HOLD or SET isdisplayed (automatic power OFF).
The automatic power OFF function does not work
during measurement. Select HOLD. Power can also
be turned off with the  key.
(7) Displayed resolution select key
Every time the / key is pressed, the displayed
resolution, 1 or 0.1 , is selected.

――――――――――――――――――――――――
Chapter 1 Summary6―――――――――――――――――――――――――――LCD display
HOLD indicator MEAS indicator
Laser indicator

Battery indicator

Measured value

Emissivity
indicator
SET indicator

indicator
MAX/MIN
indicator
ZERO/FS indicator

LCD display
・HOLD indicator : Displayed when the measured
value is displayed.
・MEAS indicator : Displayed when measurement
is being carried out.
・Laser indicator : Displayed when laser is not
emitted.
Blinks when laser is being
emitted.
・ε indicator : Displayed when emissivity is being
set and displayed.
・SET indicator : Blinks when emissivity andanalog voltage output scale arebeing set.
・ZERO/FS indicatorZERO : Displayed when lower limit of analog
voltage output scale is being set.
F.S. : Displayed when upper limit of analog
voltage output scale is being set.

――――――――――――――――――――――――
Chapter 1 Summary7―――――――――――――――――――――――――――･ To use the analog voltage output function, an
NOTE
optional interface pack is required.
・MAX/MIN indicator
MAX : max. temp. display
MIN : min. temp. display
・ indicator : Unit of centigrade.
・
indicator : The
indicator flashes
when the remaining battery
capacity is low. In this case, theinstrument's reliability is notguaranteed. Replace the battery
immediately.
・Measured value : The entire display blinks whenthe measurement value falls
outside the measurement range(-50.0 to 500.0 ).

――――――――――――――――――――――――
Chapter 1 Summary8―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Chapter 1 Summary9―――――――――――――――――――――――――――

Chapter 2
Prior to Use

Prior to operating the thermometer, carry out thefollowing:
1. Attaching the accessory screwdriver
Attach the accessory
screwdriver to the hand strap
so that it will not get lost.
This screwdriver is used toremove the battery cover screws.
Attaching the screwdriver
2. Attaching the hand strap
Attach the hand strap to the
instrument to help prevent its
being dropped.
3. Loading the battery
Place the battery correctly inthe battery box at the back ofmain body.
For loading the battery, refer to "2.1 Battery
Loading and Replacement".

――――――――――――――――――――――――
Chapter 2 Prior to Use10―――――――――――――――――――――――――――

2.1 Battery Loading and Replacement･ The thermometer does not come with the battery
loaded. Load the battery according to the proceduredescribed below.
･ The
indicator flashes when the remaining
battery capacity is low. In this case, the instrument's
reliability is not guaranteed. Replace the battery
immediately.
･ If the main body is wet, be sure to wipe off thewater, set the battery box facing downward so thatany water in the joint will not enter the case, andthen remove the battery cover.
Dry battery used : Manganese battery 6F22 or alkali
battery 6LR61
1. Remove the battery cover.
Loosen the screws of
the battery cover at theback of the main bodywith the accessory
screwdriver andremove the battery
cover.
2. Replace the battery.
rubber gasket
Remove the oldbattery.
Check the polarity (+ or -) of the new battery, andload it correctly.
3. Close the battery cover.
After the battery is loaded, close the battery cover,and tighten the screws evenly and firmly.

――――――――――――――――――――――――
Chapter 2 Prior to Use

11―――――――――――――――――――――――――――DANGER

When changing the battery, be careful not topress the MEAS key by mistake.
It is very dangerous to allow the laser beam toshine into your eyes or those of another person.
Also, after changing the battery, be sure to closethe cover before using the unit.

WARNING･ When changing the battery, be sure to fit thebattery the proper way around (i.e. with thecorrect polarity).
･ Do not short circuit the old exhausted battery or
throw them into a fire; they might explode.
･ Dispose of the old exhausted battery in an
approved waste disposal facility.

CAUTION･ Take care not to get the wire caught in the battery
cover.
･ Do not close the battery cover if the rubber gasket
is dirty or twisted. Otherwise, the water-resistanceof the instruments main body will not be maintained.

――――――――――――――――――――――――
Chapter 2 Prior to Use12―――――――――――――――――――――――――――･ When the battery is removed, various set values are
NOTE
lost. When replacing the battery, set the emissivity
and analog voltage output scale. (Refer to "3.3
Setting Emissivity (ε)". To use the analog voltage
output function, an optional interface pack isrequired. Refer to the instruction manual for more
information about this interface pack.)･ When not in use for a long time, to prevent possible
corrosion caused by battery leakage, remove thebattery before storage.
･ The battery included with 3444/3445 have a shorttime.

――――――――――――――――――――――――
Chapter 2 Prior to Use

13―――――――――――――――――――――――――――

Chapter 3
MakingMeasurements

3.1 Start and Complete Measurement
1. When the power is off,pressing the MEAS key
turns on the power.
The values and settings on
the LCD display return tothe state before the power
was last turned off.
NOTE･ If, from the power off condition, the MEAS key isheld down for more than one second, measurement
starts.
2. Point the lens at the object whose temperature is tobe measured.
3. Press the MEAS key.
Measurement is performed as long as the MEAS key
is kept pressed. While the MEAS key is beingpressed, the laser sighting beam is emitted so you
can aim it at the object.
Releasing the MEAS key turns off the laser indicatoreven measurement is continued.

――――――――――――――――――――――――
Chapter 3 Making Measurements

14―――――――――――――――――――――――――――DANGER

With the 3444/3445, whenever the indicationisflashing, the laser marker beam is being emitted.
Exercise extreme care not to allow the laser
marker beam to enter your eyes (because of thislaser light causing damage to the eyes) or thoseof another person.
4. Read the display.
5. Complete measurement.
When the MEAS key ispressed again during
measurement,
measurement is completed,and the measured value issaved (HOLD).
NOTE･ When the measurement value is out of themeasurement temperature range (-50.0 to 500.0
the display will flash.

),

6. Turn OFF power.
Pressing the  key turns
OFF the power.
While HOLD is lit, theautomatic power OFF
function works after
approx. 15 seconds to turnOFF the power.

――――――――――――――――――――――――
Chapter 3 Making Measurements

15―――――――――――――――――――――――――――

3.2 Target Size and Sighting
NOTE･ Although the field of measurement and the sighting
almost coincide, actually the field of measurement
corresponds to the diameter for 90% opticalresponse. The object whose temperature is to bemeasured needs to be larger than the measurement
diameter by an adequate margin‐at least 1.5 to 2
times larger.
･ The sighting beam must encompass the area to bemeasured up to the max. measurement distance of
1.5 meters.
･ Even if the measurement distance is greater than 2
meters, temperature is displayed as a mean value ofthe target size if there is no substance to absorb orinterrupt the infrared ray from the object being
measured.

3444
Sighting pitch

Distance
Target size
distance
Target size
Sighting
pitch

0.5 m
φ20 mm
34 mm

1 m
φ24 mm
41 mm

1.5 m
φ48mm
48 mm

2 m
φ80 mm
55 mm――――――――――――――――――――――――
Chapter 3 Making Measurements

16―――――――――――――――――――――――――――
3445

Sighting pitch

Distance
Target size

distance
Target size
Sighting
pitch

73 mm
φ2.0 1mm
0 mm

100 mm
φ8 mm
10 mm

150 mm
φ20 mm
28 mm

200 mm
φ33 mm47 mm

3.3 Setting Emissivity (ε)
Each substance has particular emissivity. Precise
measurement requires appropriate setting.
1. Displaying emissivity (ε)
Press the M key several
times in the HOLD state
to display emissivity.
ε will light and SET will
blink.

2. Setting emissivity (ε)
Numerals can be changed
with thekey.

――――――――――――――――――――――――
Chapter 3 Making Measurements

17―――――――――――――――――――――――――――
3. Completing setting ofemissivity (ε)
Press the MEAS key tocomplete the setting.
Measurement can bestarted immediately.
Substance

Thermalemissivity

Substance

Thermalemissivity

Asphalt

0.90 to 0.98

Concrete
Cement
Sand
Earth
Water
Ice
Snow

0.94
0.96
0.90
0.92 to 0.96
0.92 to 0.96
0.96 to 0.98
0.83

Glass

0.90 to 0.95

Ceramic
MarbleFluorite
Plaster

0.90 to 0.94
0.94
0.30 to 0.40
0.80 to 0.90

MortarBrick (red)Textiles

0.89 to 0.91
0.93 to 0.96
0.90

Cloth (black)

0.98

Human skin

0.98

Charcoal
0.96(powder)
Lacquer
0.80 to 0.95
Lacquer (matt) 0.97
Rubber (black) 0.94
Plastic
0.85
Timber0.90
Paper0.70 to 0.94
Aluminium
0.76oxides
Chromium
0.81
oxides
Copper oxides 0.78
Iron oxides
0.78 to 0.82
Nickel oxides 0.90
Titanium0.40 to 0.60
oxidesZinc oxides
0.11 to 0.28
Brass oxides 0.56 to 0.64
Uneven0.55
bronzesurfaces
Rolled0.45
stainless steel
Heavily rusted 0.69
ironLeather

0.75 to 0.80――――――――――――――――――――――――
Chapter 3 Making Measurements

18―――――――――――――――――――――――――――･ Variations in the surface condition and color of the
NOTE
object whose temperature is to be measured may
cause the thermal emissivity ε to be somewhat
different from the values in the above table. If an
accurate temperature measurement is desired for an
object whose thermal emissivity is not known, black
body tape (sold separately) should be used. In thiscase the setting for thermal emissivity (ε) should be
the value indicated on black body tape.

3.4 Simple Method to Determine ε
If the setting of emissivity is changed, thethermometer recalculates the emissivity according to
the emissivity after the HOLD value is set.
Using either black-body tape or black-body spray
makes it easy to determine the emissivity of theobject to be measured. Black-body tape and blackbody spray are available from Hioki as extra-cost
options.
1. Cover the object to be measured with black-bodytape (or spray), and heat it to the appropriate
temperature, i.e., room temperature +20 or more.
Keep the temperature as constant as possible.
(The emissivity can be determined most accurately
when the temperature of the object is high.)――――――――――――――――――――――――
Chapter 3 Making Measurements19―――――――――――――――――――――――――――
2. Set the 3444/3445 valueof ε to the emissivity ofthe black-body tape.

3. Measure the temperatureof the portion covered by
the black-body tape withthis unit and record thisvalue. (This is used instep 6.)

4. Then measure a portion
not covered by the blackbody tape that is as close
as possible to the portion
measured in the previous
step 3. Release the MEAS
key to hold the measured
value.

――――――――――――――――――――――――
Chapter 3 Making Measurements20―――――――――――――――――――――――――――
5. Press the M key several
times to select theemissivity setting screen.

6. Press theor thekey
to change the ε value until
the temperature becomesthe value obtained in (3).
The ε value at this time isemissivity of the object tobe measured.

――――――――――――――――――――――――
Chapter 3 Making Measurements

21―――――――――――――――――――――――――――

3.5 Displaying MAX (MIN) Temperature
1. Displaying MAX/MIN temperature
Pressing the M key
displays the maximum(minimum) temperature in
the order of MAX →MIN.
In HOLD mode, the MAX(MIN) temp. of theprevious measurement isdisplayed.
In MEAS mode, the present MAX (MIN) temp. isdisplayed.
2. Releasing MAX/MIN display
Press the M key several
times until no setting isdisplayed.

――――――――――――――――――――――――
Chapter 3 Making Measurements22―――――――――――――――――――――――――――

3.6 Using the Temperature HiTesterwith a Personal Computer
Using the optional 3909 Interface Pack, you cantransfer measurements stored in the 3444/3445
memory to a personal computer for processing.
The 3909 Interface Pack consists of a modular
cable, an expansion box, and the TEMP software
utility for loading data into the PC.
1. Using the 3909 modular cable, expansion box,
and an RS-232C null-modem cable (notincluded), connect the 3444/3445 to the serial
port on your personal computer.
2. Start up the 3909 TEMP utility (data import
software).
The TEMP utility makes it easy to transfer data andmanage it on your personal computer.
Data can also be imported into for processing Excel.
Excel is a registered trademark of Microsoft
Corporation.

――――――――――――――――――――――――
Chapter 3 Making Measurements

23―――――――――――――――――――――――――――

Chapter 4
Specification
Product type3444/3445 Temperature HiTester(Laboratory Type)
Detector / optical lens thermopile / silicon
Measurement
8 to 16 μm
wavelength
Measurement-50.0 to 500.0 (-58 to 932 )temperature range
Display resolution
0.1 / 1
Guaranteed accuracy
1 yearperiodAccuracy of(except when battery m a rk ismeasurement
blinking)
1% rdg.
200.1 to 500.0
0.0 to 200.0
2-50.0 to -0.1
10%rdg. 2
ε=1.0, temp erature of case 23 5 ,ambient humidity 55 %RH
Repeatability
Resolution : 0.1
0.5 (0.0 to 500.0 )1 (-50.0 to -0.1 )Resolution : 1
1 (0 to 500 )2 (-50 to -1 )Response time
Resolution : 0.1
Max. 1.6 s (95% response)
Resolution : 1
Max. 0.7 s (95% response)
Target size3444
24 3 mm/m (90% energy limit)
3445
2.5 1 mm/73 m m (90% energy
limit)
Sighting
2-beam laser m ark er (class 2)――――――――――――――――――――――――
Chapter 4 Specification

24―――――――――――――――――――――――――――
Thermal emissivity
compensation
Auto power off

0.10 to 1.00

approx. 15 sec. (HOLD and SET
mode)
Sampling rate
1.25 times/second
Other functions
MAX/MIN values displayable.
Analog voltage output (0 to 1 V)
RS-232C interface : *1
Power source
Rated supply voltage 9 VDC x1
6F22 manganese battery x1
6LR61 alkaline battery x1
Maximum rated power 252mVA (max.)Battery life
Approx.20 hours under continuous
operation a t sighted lighting (alkali
battery)
Ambient temperature 0 to 40 (32 to 104 ),and humidity for use 35 to 85% RH; no condensation
Storage temperature -20 to 55 (-4 to 132 ); no
condensation
Location for use
Indoor, altitude up to 2000 m m(6562-ft.)
Dimensions
47 W x 200 H x 48 D m m (1.85" x7.87" x 1.89") approx.
Mass
280 g (9.9 oz) approx. (excluding
battery)
Dustproof, waterproof IP54 : *2
Applicable standards EMC: EN61326
Accessories supplied instruction manual, Carrying case,
Hand Strap, 6F22 manganesebattery, screwdriver (for remove thebattery cover)
Options
3909 Interface Pack, Black bodytape, AC Adapter (AC-10)*1 : To use optional voltage output and RS-232C
interface, an optional interface pack is required.
*2 : IP54:No harmful influence when splashed fromany direction(based on IEC529 (1989))――――――――――――――――――――――――
Chapter 4 Specification

25―――――――――――――――――――――――――――

Chapter 5
Maintenance andServiceWARNING

If the protective functions of the unit aredamaged, either remove the unit from service orpost warnings to prevent others from using theunit inadvertently.

――――――――――――――――――――――――
Chapter 5 Maintenance and Service

26―――――――――――――――――――――――――――CAUTION･ Gently wipe dirt from the surface of the unit with asoft cloth moistened with a small amount of wateror mild detergent. Do not try to clean the unit using
cleaners containing organic solvents such as
benzine, alcohol, acetone, ether, ketones, thinners,
or gasoline. They may cause discoloration ordamage.
･ When not in use for a long time, to prevent possible
corrosion caused by battery leakage, remove thebattery before storage.
･ If the unit is not functioning properly, check thebattery, the probe. If a problem is found, contact
your dealer or Hioki representative. Pack the unit
carefully so that it will not be damaged duringtransport, and write a detailed description of the
problem. Hioki cannot bear any responsibility fordamage that occurs during shipment.
･ If the lens is dirty, clean dust etc. off it using acamera lens cleaning tissue, blower or similarmeans.
･ If the lens is very dirty, clean it using a cotton bud
containing a small quantity of alcohol.

――――――――――――――――――――――――
Chapter 5 Maintenance and Service

27―――――――――――――――――――――――――――

5.1 Troubleshooting
Problem

Cause

Solution

No display

Batteries exhausted,
poorly contacting, or
wrongly inserted.

Change the battery,or insert themcorrectly.

Measuredtemperature
value peculiar

Lens dirty

Clean the lens.

A heat source suchas a hightemperature body ispresent close by.

Intercept radiationfrom the heat source
by using an
insulation plate etc.

The thermal
emissivity value is
not appropriate.

Set the thermal
emissivity to an
appropriate value.

blinksOperatingtemperature range (0to 40 ) exceeded.

Use in operating
temperature range.

The display
shows "Err"

Err0: Detection
devicemalfunction
Err1: Calibration
constant error
Err2: Measurement
circuit error
Err3: Software error
ErrH: Temperature
sensor error(Hightemperature)
ErrL: Temperature
sensor error(Lowtemperature)
Err-: Involatilememory error
Errb: Backup error

Change to newbatteries.
If the error message
still remains after thebatteries arechanged, there could
be a malfunction in
the device. Pleasecontact yourrepresentative or thenearest dealer.

――――――――――――――――――――――――
Chapter 5 Maintenance and Service

28―――――――――――――――――――――――――――･ Service
If the above shown solutions fail to solve theproblem, it is possible that your unit ismalfunctioning. Please contact your sales agent or
the manufacturer to arrange for repair.

5.2 Questions and Answers about
Measurement
Q: Why can't I measure the temperature on the otherside of a glass pane?
A: Normal glass absorbs infrared radiation of the
wavelength (8 to 16 μm) which this device uses fortemperature measurement. Therefore this device
cannot measure the temperature of an object on theother side of a glass sheet, but instead measures thetemperature of the glass sheet itself.
Q: Light is shining on an object. Why can't I measure
its temperature accurately?
A: Since fluorescent light includes almost no infrared
radiation, it has almost no effect upon normal
temperature measurement. However sunlight andincandescent lights emit radiation which includes
substantial amounts of the infrared radiation used bythis device for temperature measurement, andaccordingly may produce significant measurement
discrepancies.

――――――――――――――――――――――――
Chapter 5 Maintenance and Service29―――――――――――――――――――――――――――
Q: Why can't I measure the temperature of a gas,
vapor, or flame?
A: Since gases, vapors, and flames are transparent to
infrared radiation, their temperatures cannot bemeasured in this way.
Q: Why can't I measure temperature through rain or
fog?
A: Since rain and fog reflect and absorb infrared
radiation, accurate measurement through them is
impossible.
Q: Doesn't the measurement distance affect theresulting measured value for temperature?
A: Air hardly absorbs at all infrared radiation of the
wavelengths (8 to 16 μm) used by this device fortemperature measurement. Therefore accurate
temperature measurement is possible, irrespective of
the measurement distance.

――――――――――――――――――――――――
Chapter 5 Maintenance and Service

30―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Chapter 5 Maintenance and Service

HIOKI 3444/3445 TEMPERATURE HiTESTER
Instruction Manual
Publication date:

September 2008

Revised edition 5

Edited and published by HIOKI E.E. CORPORATION
Technical Sales Support Section
All inquiries to International Sales and Marketing
Department
81 Koizumi, Ueda, Nagano, 386-1192, Japan
TEL: +81-268-28-0562 / FAX: +81-268-28-0568
E-mail: os-com@hioki.co.jp
URL http://www.hioki.com/
Printed in Japan 3444A980-05･ All reasonable care has been taken in the production of thismanual, but if you find any points which are unclear or inerror, please contact your supplier or the International Sales
and Marketing Department at HIOKI headquarters.
･ In the interests of product development, the contents of thismanual are subject to revision without prior notice.
･ The content of this manual is protected by copyright. No
reproduction, duplication or modification of the content ispermitted without the authorization of Hioki E.E.
Corporation.

HEAD OFFICE
81 Koizumi, Ueda, Nagano 386-1192, Japan
TEL +81-268-28-0562 / FAX +81-268-28-0568
E-mail: os-com@hioki.co.jp/
URL http: //www.hioki.com/
HIOKI USA CORPORATION
6 Corporate Drive, Cranbury, NJ 08512, USA
TEL +1-609-409-9109 / FAX +1-609-409-9108

3444A980-05 08-09H
Printed on recycled paper※お問い合わせは、最寄りの営業所または本社販売企画課まで。

3444A980-05 08-09H

この取扱説明書は再生紙を使用しています。