CTRS-100シリーズ
コンパクトレコーダ

COMPACT&

TOUGH
計測器の常識が変わる。

COMPACT&

TOUGH

現 場 の 使 い や す さ をとこと ん 追 求 !!

C T R S - 10 0 シリ ーズ
コンパクトでありながら振 動や衝撃に強いボディ。
最 大１２８チャネルまで増設可能な高い拡張 性。
ハードな環 境での計 測の可能性が拡がる。
計 測の常識が 変わる。

小型
堅牢
高い

設置
自由度
操 作 面 が 前 面 のみ なので 高い
設置自由度を持ちます。
また、ユーティリティナットで、多 様な 設 置（固 定）が 要求される現 場においても、容 易に設 置できます。

耐 衝 撃 性 490m/s 2（ 50G ）でカバンに入れて持ち運べるサイズです。
限られたスペースで衝撃が想定される箇所でも設置できます。

サンプリング
最高増設
容易
32 チ ャネルま で ケーブル なし
で増設できます。
最 大 12 8 チャネルまで 同 期 測
定 が 可 能 なので小 規 模 計 測 から大 規模計測まで対応します。

無線LAN
対応

100 kHz

１チャネルで最高100 kHz 、
4 チャネル 同 時 測 定 で 最 高 20k H z サンプリングの 測 定 が できます。
（ ひずみ・電圧測定時）

01

かんたん接続機能により
WPS 対応機器とワンタッチで接続できます。
（ 2.4 、5 GHz 対応）

コンパクトレコーダ

ひずみ / 電圧測定ユニット

熱電対測定ユニット

各ユニット制御、
データ保存
とひずみ、
電圧の測定を行う
ユニットです。

ひずみ、電圧を測定するためのユニットです。

温 度を測 定するためのユニットです。

C TR S -10 0
SERIES

LINEUP
バッテリユニット

同期ユニット無線 LANユニット

電 源 がとれ ない 場 所 で の測定を可能にする電源供給ユニットです。

32チャネル以上の同期運転やP CとL A N 接 続 するた め のPCと無線 LAN接続するためのユ ニットです。

ユニットです。

02

アプリケーション
各種走行試験といったスペースが限られ振動や衝撃にさらされる環境から卓上での測定まで、設置場所を選ばず、さまざまな測定*1 また、
スタンドアロンでの集録からLAN接続、に対応します。
USB接続による集録にも対応します。

［歩行補助機器の研究］［金型成形時のマルチ計測］

限られたスペースに収納

環境に応じて 2.4 、 5 GHz 帯を選択

コンパクトレコーダ 1 バッテリユニット 1
無線 LAN ユニット 1

コンパクトレコーダ 1 ひずみ / 電圧測定ユニット 1 バッテリユニット 1
熱電対測定ユニット 1 無線 LAN ユニット 1［オートバイの車載走行試験］［クルーザーの実船試験］

コンパクトレコーダ 1 ひずみ / 電圧測定ユニット 1 バッテリユニット 1
熱電対測定ユニット 1 リモートコントロールユニット 1

コンパクトレコーダ 1 ひずみ / 電圧測定ユニット 7
バッテリユニット 1 同期ユニット 1

振動・衝撃環境下での運用

多チャネルをモニタリング［遊具の走行試験］

狭小スペースでも据付けコンパクトレコーダ 1 ひずみ / 電圧測定ユニット 3
バッテリユニット 1 リモートコントロールユニット 1

コンパクトレコーダ 1 バッテリユニット 1
リモートコントロールユニット 1

ひずみゲージ *2*1 防塵・防水構造ではありません。
*2 別途ブリッジボックスが必要です。
03［建機の実車試験］

バッテリ給電でも測定可能

加速度変換器

圧力変換器

ロードセル

変位変換器

熱電対

構成図（ 1〜32チャネル）［センサ・測定対象］

ひずみゲージ式変換器

ひずみゲージ

4109P-S32-7（6 心シールド）

U-131

ブリッジボックス［本体］

電圧、電圧出力型変換器

熱電対

4109P-BNCプラグ
U-132

測温アダプタ

CT-3A-4［測定ユニット］※最大7台まで連結可能

コンパクトレコーダ

CTRS-100ASD

SD

ひずみ / 電圧測定ユニット

熱電対測定ユニット

CTRS-CDV010A

CTRS-CTA010A

USB

カード

ケーブル

［制御・解析］［電源］
USB

リモートコントロール
ユニット

CTRS-RCU010A

パソコン
有線 LAN

無線 LAN※2.4，5 GHz 対応

LAN

バッテリユニット

通信ケーブルCTRS-BATT010A

N-131

アース線

解析
ソフトウェア

P-78

DAS-200A

無線LANユニット（日本向け）CTRS-WLAN010A
ダイナミックデータ
集録ソフトウェア

DCS-100A

同期ユニットCTRS-SYNC010A

CTRS
DC電源ケーブル
P-79
ACアダプタUIA345-12-L-JP* ■はコンパクトレコーダの標準付属品です。その他の製品は付属しておりません。
* ■は熱電対測定ユニットの標準付属品です。その他の製品は付属しておりません。
* 測定条件設定とオンライン集録には、最新のダイナミックデータ集録ソフトウェアが必要です。DCS-100Aをすでにお持ちの方は、アップデートすることでそのままお使いいただけます。
* スタンドアロン計測には、リモートコントロールユニットが必要です。
* LANインターフェースによる制御には同期ユニットもしくは無線 LANユニットが必要です。
* コンパクトレコーダ1台につき、ひずみ/電圧測定ユニットおよび熱電対測定ユニットは最大7台まで、同期ユニット、無線LANユニットおよびバッテリユニットは各１台まで接続できます。
* 解析ソフトウェアの詳細はお問い合わせください。

04

【コンパクトレコーダ CTRS-100A 仕様】
項目内

USBコネクタ

リモコン接続コネクタ

コネクタ

外部入出力コネクタ

操作スイッチステータスLED
SDカードアクセス表示LED

データ記録メディア

弊社推奨 産業用SDカード
SD 規格:SDHC
容量:4 GB，16 GB
フォーマット:FAT32（推奨品以外のSDカードを用いた場合，動作保証対象外）

オフライン設定

USB（USB2.0 High Speed）， Ethernet*1（10/100BASE-T）
CTRS-100A 1 台あたり7 台まで連結可能（計32 チャネル）
CTRS-100A 1台あたり5台まで連結可能
ただし，同一の拡張ユニットを2台以上連結しての使用は不可
同期ユニットと同期ケーブルを使用しCTRS-100A 同士を接続する
CTRS-100Aを最大4 台まで，測定チャネルは最大128 チャネルまで同期可能
各ユニットのSDカードにもしくはパソコン*2に集録
SDカード パソコン*2
共和標準フォーマット KS3
4 GB/1データファイル*3（1 GB = 1,000,000,000 バイト）
パソコンによるオンライン回収，またはパソコンへ SDカードを直接読み込ませるオフライン回収
制御ソフト（PC）により設定する
SDカード内の測定条件設定を読み込み設定するトリガ（複合トリガ）

トリガ条件の設定により自動集録を行う

測定ユニット
拡張ユニット同期方法

最大同期台数

機器間同期

集録データ

ファイル保存先
データ形式
集録データ

最大データ
ファイルサイズ
データ回収

測定条件設定方法
集録モード

オンライン設定
マニュアル

ユーザ操作で集録開始及び集録停止を行う

インタバル

集録開始時間，集録間隔の設定により自動集録を行う

方式

全チャネル同時サンプリング

周波数

1，2，5系列
1，2，5，10，20，50，100，200，500，1k，2k，5k，10k，20k，50k，100kHz
2n系列
4，8，16，32，64，128，256，512，1024，2048，4096，8192，16384，32768，65536 Hz
設定可能な最大サンプリング周波数：100 kHz/測定チャネル数

外部クロック

外部機器からのクロック入力をサンプリングクロックとして使用
周波数は1 Hz〜100 kHzまで1 Hz 刻みで設定設定した周波数 5%以内のクロックを入力
電圧レベル HIGH：2.4〜5 V，LOW：0 〜 0.8 V
DUTY 30 〜70%

トリガタイプ・アナログ入力信号（アナログトリガ）
・外部トリガ入力信号（無電圧接点，オープンコレクタ，電圧レベルが HIGH：2.4〜5 V，LOW：0 〜 0.8 Vの信号）
・マニュアル（トリガ待ち状態で REC ボタンを押すと集録開始）

サンプリングトリガレベル

トリガ機能

バックアップ機能

外部クロック出力

その他機能

項

FSの範囲内で任意に設定可能 *4

トリガスロープ立ち上がり，立ち下がり

プリトリガ

開始トリガ点以前のデータを，データ量を指定して保存する
データ量は524288 データ/測定チャネル数まで設定可能

ポストトリガ

終了トリガ点以後のデータを，データ量を指定して保存する
データ量は524288 データ/測定チャネル数まで設定可能

バックアップ対象

設定条件，平衡調整値（ゼロサプレス値）

保存先

内部不揮発性メモリ

信号レベル

DC 5 V

信号の反転・非反転を設定可能

分周

サンプリングクロックと同期したクロック信号を分周して出力分周比は1〜 65534 の範囲で設定可能

出力モード

常時出力, 集録中のみ出力, 出力しない から選択

集録データ数指定

指定したデータ数を集録したら自動的に集録を終了する

電源断自動復帰機能 *5

集録中，停電などで電源供給が途絶えた場合に，バッテリ駆動に切り替えて集録を続けるか，
集録中のファイルを クローズ後にシャットダウンを行うかを選択可能
シャットダウンを選択した場合，電源復帰後に集録を再開するか待機状態になるかを選択可能

集録復帰機能集録中にPOWER スイッチをオフにし，再度オンした時に集録を再開するか待機状態になるかを選択可能

ファイル名付与

集録データのファイル名にファイル番号若しくは集録日時を自動的に付与する

トリガ信号出力

集録モードがトリガ（複合トリガ）の時，トリガ信号を出力する
待機中：DC 5 V，集録中：DC 0 V

コネクタ形状4
NDIS4109（小型9ピン） レセプタクル 型式：EPRC07-RX9FNDISNDIS4109（小型9ピン） プラグ 型式：EPRC07-P9MNDIS

目

入力チャネル数
入力コネクタ

ひずみ測定

適合プラグ

測定対象

ひずみゲージ *6
ひずみゲージ式変換器

適合ブリッジ抵抗

ブリッジ電源 2 V 設定時 120 〜1000 Ω
ブリッジ電源 5 V 設定時 350 〜1000 Ω

ゲージ率
ブリッジ電源 /センサ電源
入力インピーダンス
入力形式

05

型式：ECA.0B.307.CLN
対応コネクタ：FGA.0B.307.CLAD52

POWER

ユニット連結台数

測定部仕様

リモートコントロールユニットを接続

表示器

通信インタフェース

制御部仕様

容

Micro USB Type-B

2.00 固定DC 2 V，5 V
1チャネルあたり最大 20 mAまで出力可能
平衡差動入力

電圧測定

電圧

*7
DC 2 V，5 V，OFF（0 V）

3.6 MΩ 10%

項 目

ひずみ測定

測定レンジ

レンジ精度
非直線性
温度安定度
時間安定度

設定可能範囲最小：1000 10 -6 ひずみ
最大：50000 10 -6 ひずみ

最小：1 V
最大：50 V

設定ステップ・1000 〜10000 10 -6 ひずみ 100 10 -6 ひずみステップ
・10000 〜50000 10 -6 ひずみ 1000 10 -6 ひずみステップ

・1〜10 V 0.1 Vステップ
・10 〜50 V 1 Vステップ

0.2%FS以内
0.1%FS以内（ 0.009%FS + 0.9 10 -6 ひずみ）/ ℃以内
0.03%/ ℃以内（ 0.09%FS + 9 10 -6 ひずみ）/8H以内
0.3%/8H以内

零点
感度
零点
感度

測定部仕様
入力範囲
同相入力電圧範囲
絶対最大定格
応答周波数
ローパスフィルタ
ハイパスフィルタ

AD変換
表示器

その他機能

操作方法
調整方式
調整範囲
精度
NONE精度（ 0.09%FS + 0.1 mV）/8H以内

制御ソフトからバランス実行操作 *8 または専用リモコンのBAL スイッチ操作
オートバランス（不揮発性メモリに保存）
10 V以内10000 10 -6 ひずみ以内
0.1%FS以内（0.1%FS + 2 10 -6ひずみ）以内
0.2%FS以内
1%FS以内 *960 V以内60000 10 -6 ひずみ以内
20 V以内入力
伝達特性
カットオフ周波数
カットオフ点での振幅比
減衰特性
カットオフ周波数
分解能方式

入力抵抗チェック機能

70 V
5V
DC〜20 kHz，-3 1 dB（at 20 kHz）
5次バタワース
10，20，50，100，200，500，1k，2k，5k，10k Hzおよび FLAT*10，AUTO *11-3 1 dB-30 3 dB/oct.*12
0.2，1 Hz および OFF
24-bit全チャネル同時サンプリング
チャネルステータスLED

A-C間の抵抗値チェック機能
精度 2 %以内
センサの接続チェックで使用
TEDS情報を読み込み，測定条件に反映する*8
型式：ECP.1S.302.CLL
DC 10 〜30 V
約3.5 W（DC 12 V供給時）-10 〜50 ℃，20 〜90%（結露しないこと）-20 〜 60 ℃
249.0 m/s（
5 G），5〜200 Hz
250 G），11 ms 以下，正弦半波
490 m/s（
53.2（W） 92（H） 94（D）mm 突起部，プロテクタ含まず
約 420 g
GND端子 M3バインド
サイズ：M4，12箇所

TEDS

一般仕様

（ 0.009%FS + 0.21 mV）/ ℃以内

チャネルごとにON，OFF，NONEから選択
ON：平衡調整を実行し，測定値をゼロにする
OFF：新規に平衡調整を実行しない
NONE：平衡調整を無効にし，初期不平衡値（入力電圧）が確認できる

設定
平衡調整

電圧測定

任意レンジ方式，および OFF

設定方式

電源コネクタ
電源電圧範囲
消費電力
使用温湿度範囲
保存温度範囲
耐振動性
耐衝撃性
外形寸法
質量
端子
ユーティリティナット*1 別途同期ユニットと専用通信ケーブルが必要 *2 パソコンによるオンライン制御時のみ*3 最大集録時間は測定チャネル数とサンプリング周波数に依る
最大集録時間 [秒] = 1,000,000,000 測定チャネル数 サンプリング周波数*4 アナログ入力信号のみ *5 バッテリユニット連結時のみ*6 別途ブリッジボックスが必要*7 センサ電源DC 2 Vの場合，センサ電源のプラス側が +1 V，マイナス側が -1 V
センサ電源DC 5 Vの場合，センサ電源のプラス側が +2.5 V，
マイナス側が -2.5 V*8 パソコンによるオンライン制御時のみ *9 ブリッジ抵抗350 Ωの時*10 FLAT設定時は約25 kHzにカットオフ周波数を設定する。ただし，カットオフ点での［標準付属品］［別売品］

・連結コネクタキャップ メス用 2・SDカード 4GB・USBケーブル・CTRS DC 電源ケーブル P-79
・アース線 P-78
・ボールポイントドライバ
・入力コネクタキャップ 4

・CTRS AC アダプタ UIA345-12-L-JP（アメリカ国内向けにはUNI345-1238-L-US）・各種測定ユニット ・各種拡張ユニット
・リモートコントロールユニット
・コネクタキャップ BRA.0B.200.PCSG
・コネクタキャップ BRA.1B.200.PCSG
・4109P-S32-7（4 心シールド） N-129
・4109P-S32-7（6 心シールド）U-131
・4109P-BNC プラグ U-132
・4109P-BNC ジャック U-129
・4109P-R05ジャック U-134
・EXTERNAL I/O ケーブル U-133
・SDカード 4GB ・SDカード 16GB RP-SDFC16SW1・ダイナミックデータ集録ソフトウェア DCS-100A（最新バージョンをご使用ください）

振幅比の仕様は適用されない*11 AUTO設定時のカットオフ周波数は設定サンプリング周波数の約1/4に設定*12 5 kHzを超えるカットオフ周波数は除く* 測定部仕様は30 分の予熱時間後，温度が安定した状態に適用【ひずみ / 電圧測定ユニット CTRS-CDV010A 仕様】
項
入力チャネル数
入力コネクタ目
コネクタ形状
適合プラグ

ひずみ測定

測定対象

ひずみゲージ*1
ひずみゲージ式変換器

適合ブリッジ抵抗

ブリッジ電源 2 V 設定時 120 〜1000 Ω
ブリッジ電源 5 V 設定時 350 〜1000 Ω

2.00 固定DC 2 V，5 V
1 チャネルあたり最大 20 mAまで出力可能-

ゲージ率
ブリッジ電源 /センサ電源
入力インピーダンス

平衡差動入力

入力形式
設定方式
測定レンジ

電圧測定

4
NDIS4109（小型9ピン） レセプタクル 型式：EPRC07-RX9FNDISNDIS4109（小型9ピン） プラグ 型式：EPRC07-P9MNDIS

任意レンジ方式，および OFF

電圧

DC 2 V，5 V *2 OFF（0 V）
3.6 MΩ 10%

設定可能範囲最小：1000 10 -6 ひずみ
最大：50000 10 -6 ひずみ

最小：1 V
最大：50 V

設定ステップ・1000 〜10000 10 -6 ひずみ 100 10 -6 ひずみステップ
・10000 〜50000 10 -6 ひずみ 1000 10 -6 ひずみステップ

・1〜10 V 0.1 Vステップ
・10 〜50 V 1 Vステップ

06

【ひずみ / 電圧測定ユニット CTRS-CDV010A 仕様】
項

目

レンジ精度
非直線性

零点

温度安定度

感度
零点

時間安定度

感度
設定
操作方法

平衡調整

精度

（0.1%FS + 2 10 -6 ひずみ）以内

NONE精度入力

絶対最大定格
応答周波数

伝達特性

カットオフ周波数

ローパスフィルタ

カットオフ点での振幅比
減衰特性

カットオフ周波数

ハイパスフィルタ

分解能

AD 変換

（ 0.09%FS + 0.1 mV）/8H以内

10000 10 -6 ひずみ以内

1%FS 以内 *460000 10 -6 ひずみ以内

5V
DC〜20 kHz，-3 1 dB（at 20 kHz）
5次バタワース
10，20，50，100，200，500，1k，2k，5k，10k Hzおよび FLAT*5，AUTO *6-3 1 dB-30 3 dB/oct.*7
0.2，1 Hz および OFF
24-bit方式

全チャネル同時サンプリング

入力抵抗チェック機能

精度 2%以内

表示器（ 0.009%FS + 0.21 mV）/ ℃以内

制御ソフトからバランス実行操作 *3 または専用リモコンのBAL スイッチ操作

オートバランス（不揮発性メモリに保存）

入力範囲

電圧測定

チャネルごとにON，OFF，NONEから選択
ON：平衡調整を実行し，測定値をゼロにする
OFF：新規に平衡調整を実行しない
NONE：平衡調整を無効にし，初期不平衡値（入力電圧）が確認できる

調整方式

調整範囲

同相入力電圧範囲

ひずみ測定

0.2%FS 以内
0.1%FS 以内（ 0.009%FS + 0.9 10 -6 ひずみ）
/ ℃以内
0.03%/ ℃以内（ 0.09%FS + 9 10 -6 ひずみ）
/8H以内
0.3%/8H以内

10 V以内0.1%FS 以内
0.2%FS 以内
60 V以内20 V以内70 V

ステータスLED，チャネルステータスLED

A-C間の抵抗値チェック機能

その他機能

TEDS
電源

消費電力

使用温湿度範囲
保存温度範囲
耐振動性

耐衝撃性
外形寸法
質量

ユーティリティナット

センサの接続チェックで使用

TEDS情報を読み込み、測定条件に反映する*3
CTRS-100AまたはCTRS-BATT010Aより供給
約2.1 W（DC12 V供給時）-10 〜50 ℃，20 〜 90%（結露しないこと）-20 〜 60 ℃
49.0 m/s2（5 G），5〜200 Hz
2
490 m/s（
50 G），11 ms 以下，正弦半波
26.6（W） 92（H） 94（D）mm 突起部，プロテクタ含まず
約 240 g
サイズ：M4，6箇所* 各仕様は30 分の予熱時間後，温度が安定した状態に適用 *1 別途ブリッジボックスが必要*2 センサ電源DC 2 Vの場合，センサ電源のプラス側が +1 V，マイナス側が -1 V
センサ電源 DC 5 Vの場合，センサ電源のプラス側が +2.5 V，マイナス側が -2.5 V*3 パソコンによるオンライン制御時のみ*4 ブリッジ抵抗 350Ω の時*5 FLAT 設定時は約25 kHzにカットオフ周波数を設定する ただし，カットオフ点での振幅比の仕様［標準付属品］［別売品］

・連結コネクタキャップ メス用
・連結コネクタキャップ オス用
・入力コネクタキャップ 4・4109P-S32-7（4 心シールド）N-129
・4109P-S32-7（6 心シールド）U-131
・4109P-BNC プラグ U-132
・4109P-BNC ジャック U-129
・4109P-R05ジャック U-134

は適用されない*6 AUTO設定時は，設定サンプリング周波数の約1/4にカットオフ周波数を設定する*7 5 kHzを超えるカットオフ周波数は除く【熱電対測定ユニット CTRS-CTA010A 仕様】
項

入力チャネル数
入力コネクタ※1

内目

コネクタ形状適合線サイズ

測定対象

適合熱電対種類 ※2
測定範囲

測定分解能

測定精度

外部基準接点補償時
内部基準接点補償時

スプリング接続式端子台・傾斜型

単線 /より線 0.2〜1.5 mm2，AWG 24〜16
熱電対

推奨むき線長さ 8 mm

K，T，J，N
K:-200.0 〜1370.0 ℃ T:-200.0 〜400.0 ℃ J:-200.0 〜1200.0 ℃ N:-200.0 〜1300.0 ℃
0.1 ℃
測定範囲が -100 ℃以上 : 0.1 %rdg 0.4 ℃以内 測定範囲が -100 ℃未満 : 0.2 %rdg 0.6 ℃以内
周囲温度 15 ℃〜35 ℃
測定範囲が -100 ℃以上 : 0.1 %rdg 1.4 ℃以内 測定範囲が -100 ℃未満 : 0.2 %rdg 1.6 ℃以内
周囲温度 -10 ℃〜50 ℃
測定範囲が -100 ℃以上 : 0.1 %rdg 2.4 ℃以内 測定範囲が -100 ℃未満 : 0.2 %rdg 2.6 ℃以内

サンプリング方式

スキャニング

表示器

ステータスLED

絶縁耐圧

入力―筐体 (出力) 間 AC500V，1分間

内部サンプリング周波数

約2.0Hz，約 0.5Hz

チェック機能バーンアウトチェック

電源

CTRS-100AまたはCTRS-BATT010Aより供給
約 0.7 W (DC12 V供給時)-10 〜50 ℃，20 〜 90 % (結露しないこと)-20 〜 60 ℃
49.0 m/s2 (5 G)，5〜200 Hz
490 m/s2(50 G)，11 ms 以下，正弦半波
26.6(W) 92(H) 94(D) mm 突起部，プロテクタ，測温アダプタ含まず
26.6(W) 92(H) 127(D) mm 突起部，プロテクタ含まず，測温アダプタ含む
約220g 測温アダプタ含まず 約260g 測温アダプタ含む
サイズ:M4，6箇所

消費電力

使用温湿度範囲
保存温度範囲
耐振動性

耐衝撃性
外形寸法
質量

ユーティリティナット* 各仕様は30 分の予熱時間後，温度が安定した状態に適用*1 測温アダプタ(CT-3A-4)に実装*2 熱電対抵抗1k Ω以下

07

容

4

［標準付属品］［別売品］

・連結コネクタキャップ メス用 ・連結コネクタキャップ オス用 ・測温アダプタ CT-3A-4・測温アダプタ CT-3A-4

【バッテリユニット CTRS-BATT010A 仕様】
項

目

内

容

リチウムイオンバッテリ
国際連合危険物輸送勧告UN38.3安全試験実施済み
中国・上海化工研究院によるUN38.3安全試験の認証および貨物運送条件鑑定書取得済み

バッテリ種類DC 10 〜30 V
コネクタ：ECP.1S.302.CLL（LEMO）
適合プラグ：FFA.1S.302.CLA □□□（LEMO）

入力（DC IN）

※ □□□はコレットタイプ・サイズ番号等

電圧 DC 10 V
電流 最大 2.5 A（周囲温度 0 〜40 ℃）
最大 1.5 A（周囲温度 -10 〜 0 ℃）
最大 2.0 A（周囲温度 40 〜50 ℃）

出力

バッテリチェックスイッチ

1度押し：バッテリ残量チェック バッテリチェックLEDにて残量を表示
長押し（約 1 秒）
：バッテリ健全性チェック バッテリチェックLEDにて健全性を表示

操作スイッチステータス表示 LED １ 個
外部電源動作時
青点灯
バッテリ動作時
紫点灯（残量 30%未満で紫点滅）
赤点滅
エラー発生時バッテリチェック表示 LED 3 個
残量チェック時●/●/● 100 〜70%
（青点灯）●/●/− 69 〜30%●/−/− 29 〜 0% ※ 5%以下で赤点滅
健全性チェック時●/●/● 良好●/●/− 注意
（紫点灯）●/−/− 要交換
エラー発生時赤点滅（ 3 個とも）（●：点灯，−：消灯）

表示器

単体充電時

充電時間＊１

システムへ給電しながら充電時

4.5 時間以下（周囲温度 10 〜40 ℃） 7.0 時間以下（周囲温度 0 〜10 ℃）
7.0 時間以下（周囲温度 10 〜40 ℃） 10.0 時間以下（周囲温度 0 〜10 ℃）*２
2.5 A（25 W）出力時 60 分以上
0.5 A（5 W）出力時 300 分以上※ 周囲温度 25 10 ℃，新品バッテリ使用時（参考）各ユニットの消費電力は以下のとおり

放電時間

CTRS-100A 3.5 W CTRS-CDV010A 2.1 W CTRS-SYNC010A 0.3 W
アナログ測定 32チャネル + 同期ユニット使用時の合計消費電力は約18.5 Wのため，
80 分以上の運転が可能

0 〜40 ℃
-10 〜50 ℃
20 〜 90％（結露しないこと）-20 〜50 ℃ ※ 1ヶ月以上の長期保存の場合は高温多湿を避け，40 ℃以下で保存すること
2
49.0 m/s（
5 G），5〜200 Hz
2
490 m/s（
50 G），11 ms 以下，正弦半波
53.2（W） 92（H） 94（D）mm 突起部，プロテクタ含まず
約570 g
サイズ：M4，12箇所

充電使用温度範囲放電

使用湿度範囲

保存温度範囲
耐振動性

耐衝撃性
外形寸法
質量

ユーティリティナット

引取対応（ユーザによる交換は不可）

バッテリパック交換*1 内蔵バッテリの温度が高い場合，安全対策上の理由で満充電に達する前に充電動作を停止することがありますが，異常ではありません。
*2 ご使用の環境によっては，安全対策上の理由で満充電に達する前に充電動作を停止することがありますが，異常ではありません。

［標準付属品］［別売品］

・連結コネクタキャップ オス用・CTRS AC アダプタ UIA345-12-L-JP（アメリカ国内向けにはUNI345-1238-L-US）
・DC 電源ケーブル P-79
・コネクタキャップ BRA.1B.200.PCSG【同期ユニット CTRS-SYNC010A 仕様】
項

目

内

コネクタ

同期入力コネクタ
同期出力コネクタ

表示器

ステータスLED
REMOTE LED

4-bitディップスイッチ

操作スイッチ

接続台数
同期運転機能集録データ

ETHERNET-USB通信切替 1-bit
機器 ID設定 2-bit
予備 1-bit
同期ケーブルにより最大4 台までカスケード接続が可能
各 CTRS-100AのSDカードに別ファイルとして保存 もしくはパソコンに集録（パソコンによるオンライン制御時のみ）
通信ケーブルを接続することで通信可能

Ethernet 通信※RJ-45中継コネクタ（弊社推奨品）とLANケーブル（弊社推奨品）で通信ケーブルを延長させることで，52.8 mまで Ethernet 通信可能

2 m以下
CTRS-100AまたはCTRS-BATT010Aより供給-10 〜50 ℃，20 〜 90%（結露しないこと）-20 〜 60 ℃
49.0 m/s2（5 G），5〜200 Hz
490 m/s2（50 G），11 ms 以下，正弦半波
約 0.3 W
26.6（W） 92（H） 94（D）mm 突起部，プロテクタ含まず
約200 g
サイズ：M4，6箇所

機器間距離
電源
使用温湿度範囲
保存温度範囲
耐振動性
耐衝撃性
消費電力
外形寸法
質量
ユーティリティナット［標準付属品］
・連結コネクタキャップ
・連結コネクタキャップ

容

［別売品］
メス用
オス用

・CTRS 同期ケーブル N-130 ・CTRS 通信ケーブル N-131 ・コネクタキャップ BRA.1B.200.PCSG
・LAN ケーブル 20m NWYC5E-STP-S-BL-20 ・LAN ケーブル 50m LD-CTTBU500 ・RJ-45 中継アダプタ ADT-EX-STPN08【無線 LAN ユニット CTRS-WLAN010A 仕様】
項

目

内

容

対応機能

集録データの回収，測定条件設定，リアルタイムモニタ*1

操作部

WIRELESSスイッチ：無線 LANユニット動作の有効/無効を切り替える「かんたん接続機能 *2」を使用する
SETUPスイッチ：RESETスイッチ：SSIDとセキュリティキーを工場出荷状態に戻す

表示器

準拠規格

無線周波数

無線部

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
2.4 GHz，5 GHz

無線チャネル

2.4 GHz：1〜13チャネル
5 GHz：36/40/44/48チャネル（W52）*3

暗号化方式

WPA2-PSK（AES），WPA-PSK（AUTO/TKIP）*4，None

同時接続台数1台

ネットワークタイプ
アンテナ

電波認証 *5

その他機能
電源

消費電力

使用温湿度範囲
保存温度範囲
耐振動性

耐衝撃性
外形寸法
質量

ユーティリティナット
*1
*2
*3
*5

（2.4 GHz，5 GHz）
ステータスLED，無線 LANステータスLED

アクセスポイントモード
内蔵アンテナ日本

かんたん接続機能，DHCP サーバ機能 *6
CTRS-100AまたはCTRS-BATT010A から供給
約2.0 W（DC12 V 電源時）
-10 〜50 ℃，20 〜 90 %（結露しないこと）-20 〜 60 ℃
249.0 m/s（
5 G），5〜200 Hz
2
490 m/s（
50 G），11 ms 以下，正弦半波
26.6（W） 92（H） 94（D）mm 突起部，プロテクタ含まず
約200 g
サイズ：M4，6箇所

設置場所の電波環境によっては，無線 LAN 通信の転送速度低下によりモニタが停止する場合があります。
（ WPS2.0に相当）
WPS（Wi-Fi Protected Setup）対応機器と通信を行い，無線 LANセキュリティの複雑な設定を簡単に行うことが可能。
（屋外使用禁止）「 かんたん接続機能」は使用不可。
5 GHz帯のチャネル（W52）は屋内使用に限る。
*4 暗号化方式が WPA-PSK（AUTO/TKIP）の場合，本器は日本国内専用モデルです。海外では使用できません。
*6 無線接続機器（パソコン）のIPアドレスを自動設定可能【リモートコントロールユニット CTRS-RCU010A 仕様】
項

目

REC
STOP
BAL
READ
操作ボタンスイッチ

OPTION1，
OPTION2

内集録を開始する集録を停止する

容

操作方法：1度押し操作方法：2 度押し，若しくは1度押し*１

バランスを実行する

操作方法：2 度押し，若しくは長押し*1

SDカードから条件設定を読込む

操作方法：長押し制御ソフトウェアにて任意の機能を割り当てて使用する
・モニタ
・最新のデータファイルを削除
・オーバリセット・PAUSE

操作方法：1度押し

ステータスLED
バッテリ残量表示 LED
SDカード残量表示LED
レンジオーバー表示 LED
表示器

REC LED
BAL LEDREADLEDOPTION1 LED
OPTION2 LED

その他機能

ブザー内蔵

ストラップホール-10 〜50 ℃，20 〜 90%（結露しないこと）-20 〜 60 ℃
49.0 m/s2（5 G），5〜200 Hz
2
490 m/s（
50 G），11 ms 以下，正弦半波
約 0.2 W
46（W） 90（H） 20（D）mm 突起部含まず
約120 g
サイズ:M3，6箇所

使用温湿度範囲
保存温度範囲
耐振動性

耐衝撃性
消費電力
外形寸法
質量

ユーティリティナット* 長押し：1 秒以上ボタンを押すこと 2 度押し：0.5 秒以内にボタンスイッチを2 回押すこと*1 制御ソフトウェアで切り替える【ダイナミックデータ集録ソフトウェア DCS-100A CTRS-100A 制御 仕様】
項

目

OS
動作環境

CPU
メモリ
ディスプレイ

主な機能

内Windows® 8.1，Windows® 10
日本語/英語，32/64ビット対応
Corei5 2GHz 以上推奨
OSが 32 ビットの場合，2 GB以上
OSが 64 ビットの場合，4 GB以上
解像度 1024 768 以上
Y-Timeグラフ表示
リアルタイム測定
測定条件設定TEDS* DCS-100Aをすでにお持ちの方は、アップデートすることでそのままお使いいただけます。

09

容［標準付属品］
・連結コネクタキャップ メス用
・連結コネクタキャップ オス用

外形寸法図コンパクトレコーダ
19.1

ひずみ/電圧測定ユニット

CTRS-100A

CTRS-CDV010A

12 M4 d=660

6 M4 d=6

60

26.6

19.1

（96）

53.2

94
M S1 S2 S3

1

（96）

26.6

94

STRAIN/VOLTAGE

16

COMPACT RECORDER

CDV010A

1

3

60

60

3

92

（96）

REMOTE

92

2

2

（96）

CTRS-100A（27.4）

26.6

16（54.7）

EXTERNAL
I/O
DC IN
10-30V

4

4

GND

バッテリユニット
19.1

同期ユニットCTRS-BATT010A

CTRS-SYNC010A

12 M4 d=660

6 M4 d=6

60

26.6

19.1

（96）

53.2

94

26.6

BATT010A

BATTERY CHECK

（96）

26.6

94

SYNCHRONIZER

16

BATTERY（27.4）

16（54）

SYNC010A

REMOTE

無線LANユニット
19.1

6 M4 d=6

60

（96）

26.6

94

19.1

（27.4）

33

16

WIRELESS LANCTRS-CTA010A

60

6 M4 d=6

（96）

26.6

WLAN010A

60

熱電対測定ユニット

CTRS-WLAN010A（27.4）

92

60

SYNC OUT

94

16

CHARGEDC IN 10-30V

92

（96）

PRESS 1s
BATTERY HEALTH CHECK（96）

SYNC IN

リモートコントロールユニット

BAL

READ

OPTIONOPTION

PressTwice1

60

20 12.5

POWER:Extemal
POWER:Batt Unit
ERROR

S3 S2 S1 M

PressTwice

20

20

STOP

REC

92

6 M3 d=4
20

M S1 S2 S390

CTRS-RCU010A

OVER- LOW SDFLOW BATT FULL

46

（96）

5GHz

60

2.4GHz92（96）

ANTENNA

Press 1s

2

REMOTE CONTROL UNIT

CTRS-RCU010A

シールドケーブル 1.5m

10

共和電業におまかせください
共和電業の製品について知りたいことや、わからないことがございましたら、お気軽にご相談ください。

札幌

営業所所在地山形

インフラ・多摩・海外

北関東
広島
福岡

明石
大阪

豊田
名古屋

仙台
宇都宮

筑波
東京
厚木

技術に関するお問い合わせ
営業技術部

TEL. 042-485-6714
FAX.042-486-1436

ご購入に関するお問い合わせWebsiteからのお問い合わせ

各営業所にお問い合わせください

www.kyowa-ei.com

安全に関するご注意
182-8520 東京都調布市調布ヶ丘 3-5-1
TEL:042-488-1111 FAX:042-481-3258
Website: www.kyowa-ei.com□ 札幌営業所□ 豊田営業所□ 東北営業所
仙台オフィス□ 名古屋営業所 営業課

TEL.011-642-8877 FAX.011-642-8866
TEL.022-771-6355 FAX.022-371-7130
山形オフィス

TEL.0237-41-1530 FAX.0237-41-2071□ 宇都宮営業所

TEL.028-634-7521 FAX.028-634-7522□ 北関東営業所

TEL.0565-37-8600 FAX.0565-37-7335
TEL.052-774-8111 FAX.052-774-8100

中部エンジニアリング課（インフラ営業部）

TEL.052-778-6450 FAX.052-778-6453

TEL.06-6315-0976 FAX.06-6315-1949□ 広島営業所

TEL.03-5226-3551 FAX.03-5226-3570□ 福岡営業所

TEL.042-489-7226 FAX.042-489-8399□ インフラ営業部

TEL.046-296-5660 FAX.046-295-1344□ 海外営業部□ 厚木営業所

Cat.No.1597c 3-12

お問い合わせ、ご用命などは下記にお申し付けください。

TEL.06-6315-6761 FAX.06-6315-1949

TEL.029-852-1891 FAX.029-852-1893□ 多摩営業所

www.kyowa-ei.com/jpn/company/quality/warranty.html●本カタログに記載の製品は日本国内仕様です。
●本カタログ記載内容の無断転用・無断転載は固くお断り致します。

関西エンジニアリング課（インフラ営業部）□ 明石営業所□ 東京営業所

JQA-0821
JQA-EM4824●記載の仕様・意匠等は予告なく変更させていただくことがあります。
●記載製品を特殊用途にご使用いただく場合にはお問い合わせください。
●記載の会社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
●保証内容は製品に添付の「製品保証について」および、下記Websiteからご覧いただけます。

□ 大阪営業所 営業課

TEL.048-527-0710 FAX.048-527-0712□ 筑波営業所●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書記載の安全上のご注意」をよくお読みください。
●水、湿気、ほこり、引火性ガス等の多い場所に設置しないでください。
火災、感電、故障等の原因になることがあります。

TEL.078-917-5181 FAX.078-913-2048
TEL.082-293-8850 FAX.082-293-8770
TEL.092-411-6744 FAX.092-411-4266
TEL.042-485-6623 FAX.042-488-1123
TEL.042-489-7220 FAX.042-488-1122

2021年5月発行 Printed in Japan