‫ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻷرض اﻟﺮﻗﻤﻲ‬‫‪KEW 4105DL / 4105DL-H / 4105DLBT-H‬‬‫‪ IP67‬ﻣﻘﺎوم ﻟﻠﻐﺒﺎر واﻟﻤﺎء‬‫أﺟﻬﺰة اﺧﺘﺒﺎر اﻷرض اﻟﻮﻋﺮة‬‫● ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷرض ذات ‪ 3‬أﻗﻄﺎب و‪ 2‬ﻗﻄﺐ‬‫ﻗﻴﺎس )‪ 0.01‬إﻟﻰ ‪(2000Ω‬‬‫● ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺎوم ﻟﻠﻤﺎء‬‫● ﺗﺘﻴﺢ ﺗﻘﻨﻴﺔ ®‪ Bluetooth‬اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ ﻧﻘﻞ‬‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت)‪(4105DLBT-H‬‬‫● رﻓﺾ اﻟﻀﻮﺿﺎء ﺣﺘﻰ ‪ 25V rms‬ﻳﺘﻴﺢ‬‫إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻮﺿﺎء ﺑﻴﺌﺎت‬‫● ﻣﻔﺘﺎح دوار ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم واﺟﻬﺔ‬‫ﺳﻬﻠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام‬‫● ﺷﺎﺷﺔ ‪ LCD‬ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺰودة ﺑﺈﺿﺎءة ﺧﻠﻔﻴﺔ‬‫● ﻣﺼﺒﺎح ‪ LED‬ﻟﻠﺸﺎﺷﺔ ﺻﺤﻴﺢ ‪ /‬ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ‬‫ﺗﻤﻮج اﻷرض اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺔ‬‫● ﻗﻴﺎس اﻟﺠﻬﺪ اﻷرﺿﻲ‬‫)‪ AC / DC 0‬إﻟﻰ ‪(300V‬‬‫● ‪CAT Ⅳ 100V‬‬‫ﻣﺰورة ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺼﻠﺐ‬‫اﻷرض‬‫ﺑﻜﺮة ﻛﺎﺑﻞ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻣﻊ ﻧﻈﺎم دﻟﻴﻞ‬‫اﻷﺳﻼك إﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ إﻋﺎدة اﻟﻠﻒ‬‫ﻣﻘﺎوم ﻟﻠﻐﺒﺎر واﻟﻤﺎء‪:‬‬‫ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻏﺴﻠﻪ إزاﻟﺔ‬‫اﻟﻮﺣﻞ واﻟﻐﺒﺎر‬‫ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻣﻦ ‪App Store‬‬‫ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻦ ‪Google Play Store‬‬‫ﻣﺠﺎﻧًﺎ‪.‬‬‫ﻣﺠﺎﻧﺎ‪.‬‬‫● ﻣﻮاﺻﻔﺎت ‪KEW 4105DL / 4105DL-H / 4105DLBT-H‬‬‫‪2000Ω‬‬‫‪200Ω‬‬‫‪20Ω‬‬‫ﻗﻴﺎس ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷرض‬‫ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻘﻴﺎس‬‫ﻣﻦ ‪ 0.00‬إﻟﻰ ‪ 20.00Ω‬ﻣﻦ ‪ 0.0‬إﻟﻰ ‪ 200.0Ω‬ﻣﻦ ‪ 0‬إﻟﻰ ‪2000Ω‬‬‫ﻧﻄﺎق اﻟﻌﺮض‬‫ﻣﻦ ‪ 0.00‬إﻟﻰ ‪ 20.99Ω‬ﻣﻦ ‪ 0.0‬إﻟﻰ ‪ 209.9Ω‬ﻣﻦ ‪ 0‬إﻟﻰ ‪2099Ω‬‬‫‪*1‬‬‫‪±1.5%rdg±4dgt ±1.5%rdg±0.08Ω*2‬‬‫اﻟﺪﻗﺔ‬‫‪*3‬‬‫ﻣﻘﺎوﻣﺔ أرﺿﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة‬‫‪<100kΩ‬‬‫‪<50kΩ‬‬‫‪<10kΩ‬‬‫‪500Ω‬‬‫‪100Ω‬‬‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ‪10Ω‬‬‫ﻗﻴﺎس اﻟﺠﻬﺪ اﻷرﺿﻲ‬‫ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻘﻴﺎس‬‫ﻣﻦ ‪ 0.0‬إﻟﻰ ‪) 300.0V AC‬ﻣﻦ ‪ 45‬إﻟﻰ ‪ ±0.0 / (65Hz‬إﻟﻰ ‪±300.0V DC‬‬‫ﻧﻄﺎق اﻟﻌﺮض‬‫ﻣﻦ ‪ 0.0‬إﻟﻰ )‪ 0.0 / 314.9V(AC‬إﻟﻰ )‪±314.9V(DC‬‬‫دﻗﺔ‬‫‪±1%rdg±4dgt‬‬‫‪ IEC 61010-1 CAT Ⅳ 100V / CAT Ⅲ 150V / CAT Ⅱ 300V‬درﺟﺔ اﻟﺘﻠﻮث ‪3‬‬‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‬‫‪IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, 5‬‬‫)‪IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, 2-2 (EMC), EN50581 (RoHS‬‬‫®‪ 4105DLBT-H) Bluetooth‬ﻓﻘﻂ(‬‫واﺟﻬﺔ اﻻﺗﺼﺎل‬‫‪LR6 (AA)(1.5V)×6‬‬‫ﻣﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ‬‫‪) 121(L)×188(W)×59(D) mm‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﻠﺒﺔ(‬‫اﻟﺒﻌﺪ‬‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪) 690g‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت وﻏﻄﺎء اﻟﻌﻠﺒﺔ(‬‫اﻟﻮزن‬‫رﻓﺾ ﺿﻮﺿﺎﺋﻲ ﻗﻮي!‬‫ﺗﺤﺬﻳﺮ اﻟﺠﻬﺪ اﻷرﺿﻲ‬‫إﺿﺎءة ‪ LED‬ﺣﻤﺮاء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬‫ﻳﺘﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪.‬‬‫]ﻳﻀﻲء ﺿﻮء ‪ LED‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‪[ :‬‬‫اﻟﺘﺮدد‬‫ﻣﻦ ‪ 0‬إﻟﻰ ‪10Hz‬‬‫رﻓﺾ اﻟﻀﻮﺿﺎء ﺣﺘﻰ ‪ 25V rms‬ﻳﺘﻴﺢ‬‫إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻮﺿﺎء‬‫اﻟﺒﻴﺌﺎت‪.‬‬‫ﻣﻦ ‪ 10‬إﻟﻰ ‪100Hz‬‬‫ﻣﻦ ‪ 100‬إﻟﻰ ‪400Hz‬‬‫أرض ﻣﺴﺎﻋﺪة‬‫ﻓﺤﺺ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ‬‫ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻘﻮي‬‫ﺗﺼﻠﺐ اﻷرض‬‫إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷرض اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻫﻲ‪:‬‬‫ﻋﺎﻟﻲ ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻓﻴﺔ )‪S(P‬‬‫‪ *1‬ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺪﻗﻴﻖ‪ ،‬ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷرض اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ‪ 100Ω ±5%‬أو أﻗﻞ‪.‬‬‫‪ *2‬وﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﺒﺴﻂ ﺗﻀﻴﻒ ‪ ±0.10Ω‬إﻟﻰ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻤﺤﺪدة‪.‬‬‫‪ *3‬اﻟﺪﻗﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷرض اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة‪.±5%rdg±10dgt :‬‬‫* ® ‪ Bluetooth‬ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ‪.Bluetooth SIG‬‬‫أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻓﻴﺔ )‪H(C‬‬‫ﻗﻴﺎﺳﺎت اﻷرض ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺣﺘﻰ *‪100kΩ‬‬‫ﻣﻦ اﻷرض اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺼﻠﺐ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ‪.‬‬‫‪4105DLBT-H‬‬‫اﻟﺠﻬﺪ‬‫‪> 10V‬‬‫‪> 25V‬‬‫‪> 5V‬‬‫ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ )‪ LED‬أﺧﻀﺮ ‪(OK‬‬‫* ‪ 20Ω‬ﻧﻄﺎق ‪ 200Ω ،10kΩ‬ﻧﻄﺎق ‪،50kΩ‬‬‫‪ 2000Ω‬ﻧﻄﺎق ‪.100kΩ‬‬‫‪4105DL-H‬‬‫● دﻟﻴﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎر‬‫‪4105DL‬‬‫‪4105DL‬‬‫● اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت ‪ /‬اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ‬‫‪4105DLBT-H 4105DL-H‬‬

‫‪ー‬‬

‫‪ー‬‬

‫●‬

‫●‬

‫●‬

‫②‪8041‬‬‫اﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ]‪ 2‬ﻣﺴﺎﻣﻴﺮ‪/‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ‪[1‬‬‫●‬‫●‬‫●‬‫③‪9121‬‬‫ﺷﺮﻳﻂ اﻟﻜﺘﻒ‬‫●‬‫●‬‫●‬‫④‪7266‬‬‫اﺗﺼﺎل ®‪Bluetooth‬‬‫اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت)●(‪ ،‬اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ)△(‬‫①‪ 7127B‬ﻣﺴﺒﺎر ﻗﻴﺎس ﻣﺒﺴﻂ‬‫أﺳﻼك اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷرض‬‫)أﺣﻤﺮ ‪ ،20m‬أﺻﻔﺮ ‪ ،10m‬أﺧﻀﺮ ‪/5m‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ‪(1‬‬

‫△‬

‫●‬

‫●‬

‫⑤‪7267‬‬‫ﺑﻜﺮة اﻟﻜﺎﺑﻞ ﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷرض‬‫)أﺣﻤﺮ( ‪20m‬‬

‫●‬

‫*△‬

‫*△‬

‫⑥‪7268‬‬‫ﺑﻜﺮة اﻟﻜﺎﺑﻞ ﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷرض‬‫)أﺻﻔﺮ( ‪10m‬‬

‫●‬

‫*△‬

‫*△‬

‫⑦‪7271‬‬‫ﺳﻠﻚ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷرض‬‫)أﺧﻀﺮ( ‪5m‬‬‫●‬‫△‬‫△‬‫●‬‫⑧‪9190‬‬‫ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺣﻤﻞ‬‫⑨‪9191‬‬‫ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺣﻤﻞ ]ﺻﻌﺒﺔ[‬

‫△‬

‫△‬

‫△‬

‫●‬

‫‪ー‬‬

‫⑩‪9197‬‬‫ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺣﻤﻞ ]ﺻﻌﺒﺔ[‬‫⑪‪9192‬‬‫ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺣﻤﻞ ﻟﺒﻜﺮات اﻟﺤﺒﻞ‬

‫‪ー‬‬
‫△‬

‫‪ー‬‬
‫△‬‫●‬‫△‬‫⑫‪7272‬‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻠﻚ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺪﻗﻴﻖ‬‫)‪(②8041,⑤7267,⑥7268,⑦7271,⑪9192‬‬

‫△‬

‫△‬

‫△‬

‫⑬‪7269‬‬‫ﺳﻠﻚ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷرض )أﺣﻤﺮ( ‪20m‬‬

‫△‬

‫△‬

‫△‬

‫⑭‪7270‬‬‫اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷرض )أﺻﻔﺮ( ‪10m‬‬‫⑮‪8259‬‬‫ﻣﺤﻮل ﻟﻄﺮﻓﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس‬‫)اﻷﺣﻤﺮ واﻷﺻﻔﺮ واﻷﺧﻀﺮ‪/‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ‪(1‬‬‫△‬‫△‬‫△‬‫△‬‫△‬‫△‬‫‪④ 7266‬‬‫‪⑧ 9190‬‬‫‪③ 9121‬‬‫‪⑦ 7271‬‬‫‪⑫ 7272‬‬‫‪8259‬‬‫ﻻﺛﻤﻼ ﻣﺪﺧﺘﺴﺎ‬‫‪② 8041‬‬‫‪⑪ 9192‬‬‫‪⑮ 8259‬‬‫‪⑥ 7268‬‬‫‪① 7127B‬‬‫‪⑤ 7267‬‬‫‪⑨ 9191 / ⑩ 9197‬‬‫‪⑭ 7270‬‬‫‪⑬ 7269‬‬‫* ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺑﻜﺮة اﻟﺴﻠﻚ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﺒﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ‪.‬‬‫● ﺻﺪر ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ .2024‬ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ دون إﺷﻌﺎر‪.‬‬‫‪LC_4105DL_4105DL-H_4105DLBT-H_2_1_Jan24_SS_ar‬‬