1. 高分子の燃焼ガス分析分析装置の開発とその応用について
日本分析工業㈱大栗直毅，大西彰，内野滋巳

1.1 燃焼ガスとその分析について
燃焼とは，光と熱の発生をともなう化学反応で，ふつうは物質と酸素との結合から生じる反応である．一般に燃焼の主反応は気相中で起こるが，固体表面が触媒作用をもつ場合に主反応が固体表面で起こることもある．また，燃焼は爆発反応であって，燃焼ガ
スの組成は，同じ可燃性物質を燃焼させても，支燃性物質（酸素など）の濃度，線速度及び燃焼室での対流などによって，大きく左右される．
低分子の可燃性物質を完全に燃焼させるには，元素分析装置のように長い燃焼管を使用するか，もしくは，FID の炎中にそれを導入すれば完全燃焼させることができるが，これでは燃焼ガス分析にはならない．
一方，プラスチックの燃焼ガスを測定するには，すでに JIS で定められたプラスチッ
ク燃焼試験機が市販されている．この試験機での燃焼ガス捕集法は，塩化水素，シアン化水素，アンモニアなどの水溶性ガスは，それぞれに適した吸収液中に捕集して，比色法など規定の方法で分析を行なっている．タール状物質，粒状物質などは，規定のフィルターを燃焼ガス出口に設けておきそれらを捕集している．
なお，有機ガスの捕集には，ナイロン系ラミネートフィルムでできたバッグに常温下で捕集を行なっている．分析に際しては，このバッグよりとりだして，次の分析系へ供給しているが，分子量の大きな有機ガスはバッグ内に吸収・吸着してしまい，次の分析系へ供給することができないのが現状である．
ここでポリマーの燃焼について考えてみたい，著者が就学まもない頃，すなわち第ニ次大戦後まもない頃であるが，停電は日常茶飯事，常にローソクを手放せない毎日であった．マッチでローソクの芯（木綿）に点火すると，はんの短い間だけ木綿は燃え，その後は炎が大きくなり明るくなり過ぎたためか，木綿の燃焼を確認できず，子供心で何故ローソクの中にある木綿は燃えないのだろうか？と不審に思ったものである．
さて，木綿の燃焼はさておき，著者は燃焼ガス-GC 分析法の研究を進めるうえで，ポリマーの燃焼はローソクのロウと炎の関係で考えてみたい．すなわち，炎の熱によつてロウが融解または一部熱分解されて液化したものが，芯を伝わり，気化した後燃焼する．
この現象にならって，第一段階でまずポリマーを熱分解，すなわち，ポリマー主鎖（場合によっては倒鎖も含めて）の切断をして低分子化されたガス及びゾルなどを発生させる．この低分子化されたものが，第ニ段階目の反応として激しく支燃性物質と反応させる方法である．
このように燃焼をニ段階で考えると，再現性のある燃焼ガス分析が可能であると考えている．第一段階目の熱分解反応は，熱分解温度に再現性があるキューリーポイント型の熱分解装置を使用し，第ニ段階日の燃焼反応は，約 1,000℃に加熱したフィラメント表面で燃焼を開始させる装置を開発した．
また一方，高分子化合物の燃焼ガスを直接 GC で分析（オンライン分析）するには，次の問題点がある。
1.

高分子化合物を支燃ガス（空気，酸素）で燃焼させると多量の水が発生する。
燃焼時に発生したガスの内水分と支燃ガスだけを除去する必要がある

2.

燃焼室に拡散した燃焼ガスをフォーカッシングしないと，GC へ理想的な試料導入ができない

3.

支燃ガスは，GC のキャリアーガスとして使用できない。
そこで上記の諸問題を解決する方法として，ヘッドスペースサンプラー（JHS−100型）に使用される水除去を目的に作られた前処理装置（AQ−200 型）と同じ考え方に基づき，水分及び支燃ガスを除去した燃炊ガスの濃縮が行なえる燃焼ガスサンプラー（GC−77 型）を開発した．

2.3 燃焼ガス分析装置
図 1 に燃焼ガス分析装置用燃焼部・トラップ部の概略図を示した。

図1

燃焼ガス分析装置用燃焼部・トラップ部の概略図

支燃性物質としては，脱水した空気を，通常 200ml／min 程度の流速（完全燃焼時）で流しておく。JHS-100 型試料管に充填する吸着剤は分析目的によって選ぶ．たとえば，有機ガスの揃集には Tenax を充填する．低分子有機ガスをより確実に捕集したい
場合は，JHS-100 型試料管全体を液体窒素で冷却することができる．また，無機ガスの捕集には，モレキュラーシーブを使用する．
試料量約 1mg のポリマーを Py−GC 分析と同様にパイロホイルに包み込み試料導入棒にセットして図の位置まで挿入する。ただし，パイロホイルの一端はガスが噴出しないようおり曲げて塞いでおいたほうがよい．
パイロホイル中の試料の熱分解を行なう 4 秒前に，燃焼用ヒーターに通電し，ヒーター温度が一定になったところで，高周波コイルにも通電して，熱分解生成物を燃焼用ヒーターに向けて噴出させ，燃焼させる．燃焼終了後，空気入口よりヘリウムを 100ml／min の流速で 1 分間流す。燃焼室の内容積は，約 10ml であるにもかかわらず，ヘリウムを 1 分間も流すのは，燃焼ガス中の分子量の大きい化合物を可能な限りJHS−100 型試料管へ導くことと，JHS−100 型試料管内で燃焼生成物どうしの反応を防止すること，燃焼時に発生した水，無機ガス及び支燃ガスを除去するためである．
燃焼生成物を捕集した HIS-100 型試料管を取り外して，ヘッドスペースサンプラーに取付けて，サンプルヒーターで加熱し，吸着している燃焼生成物を再度ガス化させ吸着剤より脱着させる。ガス化させた成分を，もう一度微量の吸着割にトラップ，すなわち，フオーカシングを行ない，それをキューリーポイント加熱法によって加熱脱着させ，GC へ導き分析を行なう．
なお，燃焼室はガラス管でできており，1 試料分析毎に容易に交換することができる．
1.3

ポリスチレンの燃焼ガス分析

ポリマーの燃焼に関する報告は，環境問題に結びついたものが多い，すなわち，プラスチックの燃焼あるいは熱分解によってどのような有害化学物質が生成するのか？ということが一つの関心の的になっている．現実には，タイオキシン関連の研究が突出していて，他の部分については十分なデータが得られていないのが現状である．
ポリスチレンに関する最近の報告では，燃焼ガス分析 1）及び高津らの燃焼時に発生した煤 2-3）などの報告がある。前者は燃焼を VCI 燃焼装置で燃焼させたもので，後者は，火災を想定してプラスチックに炎を近づけて着火燃焼させ，その炎にガラス枚を当てて煤を採取したものを，キューリーポイント Py−GC 法で分析を行なったものである．これらの報告はいずれも，ポリマーを直接（一段階で）燃炊させている．
これに対して，著者らのニ段階法で熱分解-燃焼させて得られた燃焼クロマトグラムとパイログラムを図 2 に示した。すなわち，スチレン樹脂 1mg をまず 740℃，5 秒間熱分解し，ただちに熱分解ガスを燃焼させて得られた燃焼ガスクロマトグラムを図B に，同じ燃焼装置を使って空気を供給しながら着火させない方法（フィラメントに通電しない）でポリスチレンを熱分解して得られたパイログラム図 A に示した．
着火させないで得られたパイログラム（図 A）は，通常の Py−GC 法で得られる柘植
らのパイログラム 4）とはぼ同一であることが分かる．柘植らのパイログラムと異なる点
は，空気中で熱分解を行なったために発生した多環式化合物（PAH）のピークが 2 個見られる点である．

図 2 ポリスチレンのパイログラムと燃焼ガスクロマトグラム

このクロマトグラムと図 B のクロマトグラムを比較すると，スチレンのピーク面積が面積比で 71％減少し，スチレンニ量体及びスチレン三量体は，検出することができなつかった．また，図 B のトルエンピークについてもピーク面積比で 22％の減少がみられた．ところがベンゼンのピーク面積は逆に 51 倍増加しており，シクロペンタジエンのはか，ナフタリン，フェナントレンなどの PAH が観察されるようになった．なお，両者のクロマトグラムの合計面積から，熱分解によって発生したパイログラム上の化合物は，60％が燃焼によって無機化合物（水，二酸化炭素，一酸化炭素，煤など）となることが分かった．すなわち，ポリスチレンの燃焼率は 60％であることが判明した．
この実験は，二段階法で燃焼ガスを分析した結果であるが，前述の燃焼ガス分析 3）と同様のクロマトグラムを得ることができた．なお，燃焼時に発生する煤については，発生を視認することができるが，サンプリングに困難がともない分析することができなかった。

1.4

エポキシ樹脂の燃焼ガス分析及び再現性

図 3 にビスフェノール A 型エポキシ樹脂 EP−1001，1mg のパイログラムを図 A燃焼ガスクロマトグラムを図 B にそれぞれ示した．にこのパイログラムも空気中で熱分解したもので，柘植らのパイログラムとほぼ同様なクロマトグラムを示した．図 A と図 B を比較すると，燃焼によってビスフェノールA 及びそれに似通った化合物及びエチレンオキシド，アセトアルデヒドなどのピークが極端に低くなり，これに反して，ベンゼンのピーク面碩は 22 倍増加した．また，ビスフェノール A は燃焼によって，96％減少することが分かった．ポリスチレンの場合と同様に，PAH が多数観察される．なお，ビスフェノール A 型エポキシ樹脂の燃焼率をポリスチレンの燃焼率を求めた方法で求めると，25％であることが判明した．

図3

エポキシ樹脂 EP-1001 のパイログラムと燃焼ガスクロマトグラム

検出器を FID に替えて，5 回の繰り返し分析を行い，主要ピークの面積について変動係数を求めたたところ，ベンゼン（9.3％），トルエン（1.9％），スチレン（4.9％），
フェノール（16.7％），ナフタリン（7.0％），PAH（TR：18.2 分）（8.3％），ビスフェノール A（27.4％）であった．
フェノール及びビスフェノール A などの極性の高い化合物については，再現性が得られなかったが，その他の化合物については，変動係数 10 以下の値が得られ，分析が可能であることが判明した．
一方，ビスフェノール A モノマーが燃焼時にどのような化合物に変化するかをもとめたパイログラムを図 4A に，燃焼ガスクロマトグラムを図 4B にそれぞれ示した．
このパイログラム及び燃焼ガスクロマトグラムは，ビスフェノール A ポリマーのそれらのクロマトグラム（図 4）と基本的には類似したものであることが判明した．

1.5

フェノール樹脂の燃焼ガス分析

図 10 にフェノール樹脂のパイログラムを図 A に，燃焼ガスクロマトグラムを図 8 にそれぞれ示した．

この樹脂は，ランダムノボラック樹脂で，GPC による分子量分布測定では，数平均分子量で 880，重量平均分子量で 11,000 であり，NMR 測定によるオルト率は，53％のものである。図 A のパイログラムは，空気中でこの樹脂を熱分解して得られたものであるが，通常のヘリウムガス気流中でのパイログラムとはは同様なクロマトグラムを示している。
これに対して図 B の燃焼クロマトグラムでは，フェノール 2 核体のピークはほぼ完全に消滅しており，図 A では見られなかったベンゼン，ナフタリンなどが見られる。
また，両者のクロマトグラムのピーク面積比から，フェノール，0−クレゾール，P-クレゾールは燃焼によって，それぞれ 47％，49％，50％減少することが分かった。なお，フェノール樹脂の 67％が燃焼し，33％が未燃ガスとして大気中に放出されることが判明した．

3. オンライン熱分解-水素還元法による高分子分析
3.1 ポリエチレンの分析
熱分解生成物をオンライン下で化学反応が行えることを目的に，反応炉を試作した．その概略図を図 11 に熱分解装置と共に示した．この炉は，内径6.5mm，長さ 25mm で図のようにJHP−3 型のニードルヒーターの下部（ニードルヒーターと GC 注入口の間）に設置することができる．
この炉に水素還元触媒を充填し，熱分解生成物をはじめヘッドスペースサ
ンプラーなどから GC へ導かれる

図 11 反応炉を装備した熱分解装置
Analytes（分析対象物）を水素還元することができる．文末に記載したようにこの炉を水素還元炉として使用すると危険性が伴うことから，日本分析工業株式会社としては，この炉を水素還元炉として使用することを一切禁止する．
以下の報告は，日本分析工業の営業活動に関係するものではなく，純粋な学術研究報告として理解願いたい．
水素還元触媒としては，2％バラュームを GC 充填剤（60−80 メッシュ）に塗布したものを使用した．
熱分解生成物をオンライン下で水素還元した後，GC で分析する方法（Py−Hy−GC）
は，古くからある手法で Michajlov26-27）ら及び Tsuge らによって報告 28-35）されている．

図 12 に高密度ポリエチレンの通常の Py−GC 法によるパイログラム（A）とPy-Hy-GC 法によるパイログラム（B）を示した．
パイログラム（A）では，ジオレフイン，モノオレフイン及びパラフィンの三重線の繰り返しであるが，（B）ではジオレフイン及びモノオレフインが全て還元され一本のn−アルカンピークとして検出されている．
アルカンの微小ピーク群の相対強度から，ポリエチレンの短鎖分岐構造を論ずることができるようになる．
3．2 エチレン-プロピレン共重合体の分析

図 13 EPM,及び EPDM の Pｙ-Hy-GC 法によるパイログラム

山田らは，エチレン-プロピレン共重合体（EPM），エチレン-プロピレン-ジエンゴム（EPDM）及びそれらの加硫ゴムの Py−GC 法によるキャラクタリゼーションについて報告 36-38）している．
Py−GC 法による EPM 及び EPDM のパイログラムは前述のポリエチレンのパイログラムよりも更に複雑になる．
著者らもこのポリマーの Py−Hy−GC 法による分析を試みた。この方法によるパイログラムは Py−GC 法によるパイログラムよりもより単純なものが得られることから，エチレン及びプロピレンの連鎖分布測定ならびにジエン化合物の定量分析が可能であると考え試行的な実験を行った．
図 13 は EPM 及び EPDM の Py−Hy−GC 法によるパイログラムである・

図 A はエチレン 41％，プロピレン 49％からなる EPM のパイログラムである。プロピレン連鎖からは，n−アルカンピークから，同様に連鎖分布及び短鎖分岐構造を求めることができる．
図 B 及び図 C は EPDM の Py−Hy−GC 法によるパイログラムである．EPDM の化学組成は，パイログラム上に示した．なお，ENB はエチリデンノルポルネンである．
EPDM 中の ENB は次のような熱分解反応が起こる 38）．

図 B 及び図 C 上の X，Y，Z ピークは，上記の特徴的な熱分解成分に相当するピークである。すなわち，ベンゼン及びトルエンは還元されることなくベンゼンはⅩピーク，トルエンは Y ピークとして明確に検出することができた．C7H10，C7H8 の化学式を示す化合物はすべて還元されエチルシクロペンタン（ピーク番号 Z）として検出されることが判明した．
図 B と図 C を比較すると，ENB の含有量は X，Y，Z のピーク高さより，その含有量を反映したものであることが分かる．また，n−アルカンピーク高さの変化から，エチレン連鎖の全く異なるものであることが分かる．例えば，図 C の EPDM では，図 B に比べ，n−C30 のピークを中心にして n−アルカンの分布が見られる。すなわち，このEPDM は図 B のエチレン連鎖と同様な連鎖のはかに，エチレンの 15 量体を中心としたものでできていることが分かる．
反応炉を水素還元炉として使用すると、キヤリヤーガスに使用する水素が引火もしくは爆発の危険性がありますので、日本分析工業（株）では、それらの事故に対して一切保証いたしません。
無保証覚悟で実験をされる方には、スブリツト出口及びパージガス出口から排出される水素を、引火の心配のない方法で屋外に導かれることをお勧めいたします。