Laser Safety Comprehensive Guide
レーザーセーフティ総合案内

～すべてのレーザーに安全と安心の空間を～多くの業種や用途で使用されているレーザー。
大興製作所はレーザーに関わる方々の安全と安心を見える形にします。
様々なレーザーの種類や用途、使用環境に対応できる多種多様なラインナップをご用意。
またご要望に応じて提案～選定～設計～製作～設置までオーダーメードでの構築も致します。
レーザーセーフティーの総合メーカーとしてお客様と歩んでいきたいと考えています。

1

レーザーの安全対策
安全対策をしたから１００％安全が保障されるわけではありません。安全装備がついた自動車でも事故が起こる可能性がゼロでないのとの同じです。事故が起こる可能性を下げ、事故発生時に被害を最小限に抑えるためのものだと認識した上で対策しましょう。
自動車の場合機能

レーザーの場合

速く走る加工や照射

防護

シートベルト
エアバッグ

保護メガネ
カーテン
パーティション

予防

追突防止
自動運転

インターロック

ルール

交通規則
マナー

JIS 規格運用規定

教育

運転免許制度
交通指導

安全管理者の育成
レーザーの知識向上
危険性の認識ハードソフト

レーザーの危険性を検証

・波長と出力（クラス）・照射（通常時、異常時）・反射と拡散（通常時、異常時）・人（作業者、周囲）

技術的な制御・光の密閉空間（管理区域）
・入退出路
・インターロック
・緊急停止

管理とルール・標識（ラベル）・状態表示
・作業手順の確立
・教育

物理防護・遮蔽スクリーン
・遮蔽カーテン・遮光ウインドウ
・保護具（保護メガネ、作業着）
2

▼レーザー光の人体への影響
CIE 波長領域 a)

目

皮膚

紫外 C
（180nm～280nm）

紅班（日焼け）
光化学的角膜炎

皮膚老化プロセスの加速
色素の増加

紫外 B
（280nm～315nm）

紫外 A（315nm～400nm）

光化学的白内障
色素の増強
光線過敏症

可視

光化学的及び（400nm～780nm）

熱的網膜損傷赤外 A（780nm～1400nm）

赤外 B（1.4μm～3.0μm）

赤外 C（3.0μm～1mm）

皮膚のやけど白内障、網膜熱傷

前房フレア、白内障、皮膚のやけど

角膜熱傷

角膜熱傷だけ注 a)CIE（国際照明委員会）によって定義される波長領域は、生物学的影響を記述するときに役に立つ簡単明瞭な表記であり、MPE の表 A.1～表 A.3（JIS C6802:2014 附属書 A）にある波長の切れ目と完全には一致していないことがある。

▼主な用語
MPE（最大許容露光量／maximum permissible exposure）：通常の環境下で、人体に照射しても有害な影響を与えることがないレーザ放射のレベル。
（算出方法は JIS C6802:2014 附属書 A 参照。対象と波長などの条件により異なる）
AEL（被ばく放出限界／accebile emission limit）：対応するクラスで許容される最大の被ばく放出。
（被ばく放出量については JIS C6802:2014 箇条 5 参照）
NOHD（公称眼障害距離／nominal ocular hazard distance）：ビーム放射照度又は放射露光が角膜上のMPE に等しいとこまでの出力開口からの距離。
NOHA（公称眼障害区域／nominal ocular hazard area）：ビーム放射照度又は放射露光が角膜上の MPEを越えている範囲内の区域。これにはレーザビームの偶発的な誤った方向への放射を含む。
レーザ危険区域（laser hazard area）：目及び／又は皮膚の露光がそれぞれ最大許容露光量（MPE）値を超過する区域。公称眼障害区域参照。
レーザ管理区域（laser controlled area）：放射の危険から保護する目的で、区域内への立入り及び区域内での活動が管理及び監督下におかれる領域。
フェールセーフ（fail safe）：部品の故障が危険性を増加させないような設計上の考慮。
レーザ安全管理者（laser safety officer）：レーザの危険性の評価及び管理をするのに十分な知識をもち、かつ、レーザ危険性の管理及び監督に責任をもつ者。
3

■レーザー機器のクラス
クラス１ ：合理的に予見可能な条件下で安全である。
クラス１M：使用者が光学器具を用いた場合に危険になることがあるという点を除いて、クラス１に同じ。
クラス２ ：低パワー。通常、まばたきなどの嫌悪反応によって目は保護され、安全である。
クラス２M：使用者が光学器具を用いた場合に危険になることがあるという点を除いて、クラス２に同じ。
クラス３R：直接ビーム内観察は危険になることがある。
クラス３B：直接ビーム内観察は通常において危険である。
クラス４ ：高パワー。拡散反射も危険になることがある。
■レーザー機器のクラス別措置基準一覧表
レーザー機器のクラス措置内容（項目のみ）

4

3B

3R

レーザー機器管理者の選任

○

○

○※１

管理区域（標識、立入禁止）

○

○

光路の位置

○

○

○

光路の適切な設計・遮へい

○

○

○※１

適切な終端

○

○

○※１

○

○

緊急停止スイッチ

○

○

警報装置

○

○

シャッター

○

○

インターロックシステム等○○

放出口の表示

○

○

○

操作位置

○

光学系調整時の措置○○○

レーザー光路レーザー機器

作業
管理・健康
管理等

キーコントロール

緊急停止スイッチ等

保護具

○

○

皮膚の露出の少ない作業衣○○

難燃性素材の使用

○

○
○※２

○※１○

○

※１

点検・整備

○

○

○

○

安全衛生教育

○

○

○

○

○

○

○

○※１

危険性・有害性、取扱注意事項

○

○

○

○

レーザー機器の設置の表示○○

レーザー機器の高電圧部分の表示

○

○

○

○

危険物の持ち込み禁止○○

有毒ガス、粉塵への措置○○

レーザー光線による障害の疑いのある者に対する医師の診察、処置

○

○

○

○

掲示

前眼部（角膜、水晶体）検査

○

眼底検査

○

レーザー機器管理者

※１

○

健康管理

その他

保護眼鏡

2M
1M

○は措置が必要なことを示す。
※１：400～700nm の波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器について措置が必要である。
※２：JIS 規格 10.6 に掲げるレーザー機器にあっては、レーザー光路の末端について措置が必要である。
（厚生労働省 基発第 0325002 号「レーザー光線による障害の防止対策について」から引用）

4Ever-Guard® ／ エバーガード
Laser Safety Materials

金属製のEver-Guard®（エバーガード）は全ての波長の高出力レーザーに対して非常に高い防護能力を誇ります。黒色の表面がレーザー光を吸収し、わずかな反射光も凹凸の形状が拡散することで遮蔽の外側だけでなく内側の安全性も考慮された仕様です。
カーテンシステムやパーフェクトガード（アルミフレーム式防護システム）、パーティションや壁面保護など幅広い用途に使用されています。

特徴
・金属（アルミニウム）製、表面特殊処理
・全ての波長、ＣＷ／パルスレーザーに対応
・1200W/cm2のレーザー照射に100秒以上耐えられる（ANSI Z136規格にて）・黒色の表面がレーザー光を吸収し反射光を大幅経験
・特有の表面凹凸形状がわずかな反射光も拡散・CE EN12254:2010 及び EN60825-4 認定

ラインナップ
品名エバーガード

型番仕様

摘要

EVG

1200W/cm2
黒色・起伏加工ANSI Z136 1200W/cm2 for 100 seconds CE EN12254:2010 D
AB10 190-315, R AB4 190-315, D AB7 >315-1050 IR AB8>315-1400, M AB7 >315-1400, D AB7 >1050-1400 D AB5>1400-11100, R AB3 >1400-11100 CE EN 60825-4 Certified

用途・パーフェクトガード®
（アルミフレームパネル）
・カーテン・パーティション
・テーブルガード(光学定盤用)

5など

Flex-Guard®／ フレックスガード
Laser Safety Materials

布製のFlex-Guard®（フレックスガード）は全ての波長のレーザーに対して高い防護能力を持っておりコーティングされた表面が拡散反射を大幅に軽減します。
柔軟性のある合成素材で難燃性、耐摩耗性及び耐化学性に優れており、カーテンシステムやパーティション、ウインドウガードなど様々な環境で活躍いたします。

特徴・柔軟性のある合成素材布・全ての波長、ＣＷ／パルスレーザーに対応
・最大250W/cm2のレーザー照射に100秒以上耐えられる（ANSI Z136規格にて）・高い耐摩耗性及び耐化学性
・難燃性 NFPA 701:2010（アメリカ防火協会）認証済み
・CE EN12254:2010 及び EN60825-4 認定（SLC-100W-B及びSLC-250W-B）

ラインナップ
品名

型番

仕様

摘要フレックスガード
低出力 ブラックFLG 25W-B

25W/cm2・黒色

NFPA 701:2010 TM1, ANSI Z136 25W/cm2 for 100 seconds

フレックスガード
標準 ブラック

FLG 100W-B

100W/cm2・黒色

NFPA 701:2010 TM2, ANSI Z136 100W/cm2 for 100 seconds CE EN12254:2010
D AB8 190-315, R AB2 190-315, D AB6 >315-1050 IR AB6 >315-1400, D AB4>1050-1400, DR AB2 >1400-1110 CE EN60825-4

フレックスガード
標準 ブルー

FLG 100W-L

100W/cm2・青色

NFPA 701:2010 TM2, ANSI Z136 100W/cm2 for 100 seconds

フレックスガード
高出力 ブラックFLG 250W-B

250W/cm2・黒色

NFPA 701:2010 TM2, ANSI Z136 250W/cm2 for 100 seconds CE EN12254:2010
D AB9 190-315, R AB3 190-315, D AB6 >315-1050 IR AB7 >315-1400, M AB7>315-1400, D AB5 >1050-1400 DR AB3 >1400-11100 CE EN60825-4

用途・カーテン・パーティション・スタンド・ウィンドウカバーなど

6レーザー遮光ウィンドウ
Laser Safety Materials

レーザー遮光ウィンドウ（レーザー保護ウィンドウ）はレーザー加工装置を設置している部屋から外部にレーザー光が漏れないように窓ガラスの置き換え用として使用したり、作業環境のパーティションや加工装置の窓材等に使用できます。
規定の寸法だけでなくカスタムで自由な形状や寸法でのご提供可能。また保護フィルターとしてもご利用いただ
けます。

ラインナップ
型番

主な用途

色

可視光透過率ACR-A5151G

Nd:YAG／ファイバー

グリーン

50%

ACR-A5161R

Nd:YAG／ファイバー

グレー

35%

ACRX-6NDY

Nd:YAG／ファイバーライトグリーン

70%

ACR-A5401A

マルチタイプ（Nd:YAG／YAG2倍波／近赤外など）

アンバー

26%

ACR-KTP

YAG2倍波／グリーン／ブルー／ＵＶ

オレンジ

41%

ACRX-KTP

YAG2倍波／グリーン／ブルー／ＵＶ

オレンジ

32%

ACR-694-1065

ルビー／アレキサンドライト／半導体／Nd:YAG

グリーン

24%

ACR-DIOXT

アレキサンドライト／半導体／Nd:YAG／ファイバー

グリーン

43%

ACRX-MW

ルビー／アレキサンドライト／半導体／Nd:YAG

グリーン

25%

ACRX-IR2

Nd:YAG／ファイバー／近赤外

グリーン

35%

ACRX-IR3

Nd:YAG／ファイバー／近赤外

グリーン

25%

ACR-610-694

ルビー／レッドブルー

22%

ACR-ALX

アレキサンドライト／半導体

ピンク

43%

ACR-RUB

ルビー／He-Ne調整

ブルー

45%

ACRX-RUB2

ルビー

ブルー

60%

ACR-A5121B

エルビルムYAG／ホルミウムYAG

ブルー

22%

ACR-2100

ホルミウムYAGブルー

57%

ACR-AQ6000

CO2／UV／エキシマ

クリア

90%

ACRK-CO2

CO2／UV／エキシマ

クリア

90%

ACR-EXC

CO2／UV／エキシマ

イエロー

89%

ACRX-EXC2

CO2／UV／エキシマ

イエロー

84%

ACRX-BB2

マルチタイプ（Nd:YAG／YAG2倍波／近赤外など）

アンバー

27%

ACRX-BB3

マルチタイプ（Nd:YAG／YAG2倍波／近赤外など）

ブラウン

6%

ACRK-BBKQ

完全遮光（全波長域対応）

ブラック

0%

用途・ウィンドウ（のぞき窓）
・フィルター7など

パーフェクトガード®
Perfect-Guard
高出力レーザー用防護パネルシステム
様々な高出力レーザーに対応した防護エリアの構築を実現。
金属製の Ever-Guard®を採用しており外部へのレーザー光の漏洩を防ぐことはもちろん極力反射光を押さえることで内部の安全性も高めています。
幅 900mm×高さ 1800mm のパネル組み合わせで構成されているためご希望の形状と寸法のスペースに対応できます。
オプションでウインドウや扉の変更、アジャスターやキャスターの追加だけでなくインターロックシステムの導入も簡単。パネル単体でパーティションとしても使用できるなど高い拡張性が様々なご要望を形にします。

特徴
・高い安全性
パネル部分にKENTEKのEver-Guard®(1200W/cm2 100秒以上)を使用しており高出力のレーザーに対応。
フレーム部分も黒を採用することでシステム内での反射光を低減し内部の安全性も高めることができます。
・全てのレーザーに対応
パネルのEver-Guard®は全ての波長域においてパルスとＣＷ両方のレーザーに対応しています。
またオプションウインドウはお使いの波長に合ったタイプをアクリルと塩ビから選択いただけます。
・設置が容易規格のパネルを接続して構築するので組立てが容易でスペースの拡張や移設も自由自在。
工事の必要も無く手軽に設置可能。アジャスターやキャスターもご利用いただけます。
・高い拡張性
オプションでKENTEKのEntry-Guard™を主としたインターロックシステムを組み込むことができます。
煩わしいシーケンスを組むなどの作業も不要で接続するだけでインターロック環境が実現できます。
壁や扉、パーティションとしても使用可能。
8

レーザーカーテンシステム
Laser Curtain Systems

レーザーの出力や環境に応じて金属製のEver-Guard®カーテンと合成布製のFlex-Guard®カーテンからお選びいただけます。
高出力レーザーに対応するように設計された金属製Ever-Guard®カーテンは独自の軽量ヒンジ機構によりパネルの接合部も隙間無くスムーズに可動し、金属の保護機能とカーテンの可動性を兼ね備えた製品です。
合成布製のFlex-Guard®カーテンは生地を25W/cm2用から250W/cm2用の中から選択いただけ、高い柔軟性を持つのでいろいろな場面でご利用いただけます。
スチール製のトラック（カーテンレール）はストレートとカーブがあり天井用、壁付け用、フロアマウント用の様々なコネクターを使用することで自由な経路を構築することが可能。
オプションでドアやのぞき窓を追加したり近接スイッチの設置やインターロックシステムと併用することも出来ます。
規格品や仕様を指定してのご導入はもちろんのこと、レーザー使用環境や作業内容に合わせてご要望を伺い専門スタッフがご提案と設計も行っております。

9レーザー保護パーティション
Free-Standing Laser Barriers
レーザー保護が可能なパーティションをご使用の用途に合わせて選択ください。
移設が必要な場合や防護壁やカーテンシステムの代わりとしてもご利用いただけます。

ムーバブルレーザーバリア

パーティション枠は丈夫な金属製。キャスター付きなので移動が簡単。接続用ヒンジを使用して複数のパーティションを繋げてご使用いただけます。
エバーガード（Ever-Guard®）ムーバブルバリア
1200W/cm2に100秒まで耐えられる金属製のEverGuard®を採用しており高出力のレーザーに対応。ご希望に応じてレーザー保護ウインドウを組み込むことも可能。扉付きのタイプはインターロックシステムを追加することもできます。
フレックスガード（Flex-Guard®）ムーバブルバリア
合成布製のFlex-Guard®が250W/cm2に100秒まで耐えられます。ご希望に応じてレーザー保護ウインドウを組み込むことも可能。
パーフェクトガード® パーティションタイプ
パネル部にEver-Guard®を使用しているパーフェクトガード®のパーティションタイプ。国内組立てによりコストパフォーマンスの高い製品です。

５Mポータブルバリア
合成布のFlex-Guard®製で組立て式のパーティションです。単体でも自立でき複数を自由な角度で接続してもご使用頂けます。
軽量で移動も簡単。組立て式なのでコストパフォ
ーマンスも高く、規格品のため比較的短い納期で対応可能。組立作業の時間も短くて済むため導入頂き易い製品です。

サービスライト(Service-RightTM)
合成布のFlex-Guard®製のサービスライトは１組３枚のシートで構成されており、組立て式で付属の専用バッグに収納できるため持ち運びが出来ます。
装置のメンテナンス時や作業現場の仮設など一時的にレーザー光から保護するのに最適です。

10

セーフティインターロックシステム
Laser Safety Interlock System

レーザーに関わる方々の安全を第一に、レーザーの種類や環境、使い勝手などに合わせてオーダーメイドでインターロックシステムを構築いたします。お客様のご要望に合わせて打合せからご提案、設計、製作、設置までワンストップ対応。
また、KENTEKのEntry-Guard™シリーズのコントロールパネルや周辺機器を使用して、簡単な配線作業だけでシステムを構築することも可能です。
パーフェクトガードやカーテンシステム、パーティションにはもちろんのこと、お客様の既存の環境に合わせたシステム構築、導入も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

11レーザーセーフティエリア構築サービス
Laser safety area construction service
お客様の様々なニーズにあったレーザーセーフティ空間をパーティション、カーテンシステム、インターロック、ウィンドウなどの製品で実現。
専門のスタッフが選定、設計から製作、構築まで行いお客様の理想を形に致します。

＜お問合せ＞
お電話やファックス、メールなどでお気軽にお問合せ下さい。
具体的な仕様や図面などがなくても大丈夫です。

＜訪問打合せ＞
レーザーセーフティと製品についてご説明いたします。
ご使用のレーザーや用途、使用される環境などをご教示ください。

＜選定と設計＞
安全性や使い方、ご予算に合った製品の選定と設計を行います。

＜ご提案＞
図面とお見積もりをご提示致します。
設置イメージをご覧いただきながら最終仕様を決めます。

＜ご注文＞
詳細などもご確認の上、ご下命ください。

＜製作＞
規模や仕様にもよりますが概ね２～３ヶ月程度かかります。

＜納入＞
基本的には各部品を納入いたしますが設置工事を必要とされる場合は別途ご相談ください。

＜検収＞
設置後に動作をご確認いただき検収となります。

12レーザー保護メガネ
Laser Safety Eyewear
レーザーの光は時に予期せぬ照射や反射によって人に危険を及ぼす可能性があります。特にレーザー光が目に入ってしまうと視野欠損や視力低下、場合によっては失明など取り返しのつかいない大事故に繋がります。レーザーに関わる際にはどんな状況下であっても必ず保護メガネを着用してください。

KENTEKのレーザー保護メガネは多種多様なレーザーに対応したフィルターと使い勝手に合わせた数種類のフレームの組み合わせにより高い安全性と機能性を両立しています。
軽量で負担が少なくコストパフォーマンスが高いポリカーボネート製フィルターのタイプとアライメント用や可視透過率が高いなどのガラスフィルタータイプがあります。
Nd:YAGやファイバー用のものをはじめ、ブルーと近赤外のハイブリッドタイプ、医療で使用されるエルビウムやホルミウム用の赤外対応タイプ、美容業界で使用されるルビーやアレキサ
ンドライトに適応したタイプなどからお選びいただけます。
樹脂フィルター（ポリカーボネート）

13

ガラスフィルター

型番

主な適用レーザー色

型番

主な適用レーザー

色1111

レーザーポインター

ベージュ

015C

マルチ（近赤外／赤外）

ライトグレー

4001

アルゴン／調整ライトオレンジ

017C

マルチ（近赤外／赤外）

ライトグレー

4501

アルゴン

ライトオレンジ

018C

マルチ（近赤外／赤外）

ライトグレー

5151/U

Nd:YAG／ファイバーグリーン

049C

YAG2倍波／ルビー

パープル

5161

Nd:YAG／ファイバー

グレー

053C

調整

グレー

5181

ブルー／近赤外

グリーン

062C

調整

グレー

5301/U

YAG２倍波／アルゴン

オレンジ

065C

マルチ（近赤外／ルビー）／調整

グレー

5305/U

YAG２倍波／アルゴン

オレンジ

20C

マルチ（近赤外／ルビー）／調整ライトブルー

5401

マルチ（Nd:YAG／２倍波他）

アンバー

40C

マルチ（近赤外／ルビー）／調整

ブルー

5441/U

Nd:YAG／YAG２倍波

ピンク

100C

Nd:YAG

ライトグレー5701

エキシマ／CO2

イエロー

215C

マルチ（近赤外／赤外）／調整

ブルー

5801

半導体

ピンク

6001/U

エキシマ／CO2

クリア

6101

ルビー

ライトブルー

62W01

マルチ（近赤外等）／調整

ブラウン

6401/U

マルチ（Nd:YAG／２倍波他）

アンバー

6701

CO2／調整ブルー

6741

ルビー／Nd:YAGブルー

7101/U

アレキサンドライトピンク

8801/U色素（ダイ）

ライトブルー

テーブルガード
Table-Guard™

テーブルガード（Table-Guard™）は光学テーブル（光学定盤／ブレッドボード）上に直接設置することが可能
で、防護パネルに高レーザー耐性の金属製素材EverGuard®を採用しており安全なレーザー作業空間の構築を実現致します。
様々な大きさのパネルとフレームを自由に組み合わせる
ことにより思い通りのエリアを作ることが可能です。
日本適用サイズ（ミリタイプ）も取り揃えています。

自由自在な寸法、形状が可能です。
工具不要で、簡単に設置、取り外しができます。

14

レーザーディテクター
View-It® UV/IR Detector

KENTEKのView-It®レーザーディテクター（検出器／ターゲット）はパルスレーザーとCWレーザーの両方に対応した高効率の感光素材を使用しています。
紫外や赤外のレーザー光をリアルタイムで可視化することができるのでレーザーの光路や形状及びモードの確認、アライメント作業に最適です。電源や充電、チャージが不要で連続使用が可能。
カードタイプ、ハンディタイプ、スタンドタイプ及びシートタイプから用途に合わせてお選び下さい。

＜UVディテクター吸光度＞＜IRディテクター吸光度＞

・UVタイプ：190～390nmの光を受光することで赤橙色(660nm)を発光
・IRタイプ：800～1700nmの光を受光することで緑(533nm)を発光
・パルス、CWの両方のレーザーに対応
・リアルタイムでビームの状態を確認できる
・高い視認性・電源、充電不要・長寿命で繰り返し使用可

15

レーザーアライメントペーパー（バーンペーパー）
Laser Alignment Paper ZAP-IT®
KENTEKのZAP-IT®は業界標準のレーザー感熱紙です。
紫外から赤外まで幅広いスペクトルに対応し、ビームエキスパンダー、レンズ、アパーチャ、アッテネータ、パワー測定機器などのレーザアクセサリのアライメントに使用されています。
光線の調整だけでなく、ビームの品質確認と記録に使用いただくことで作業の評価用としてもご利用いただけます。
無地タイプと方眼目盛り入りタイプがございますので用途に応じてお選び下さい。
※無料サンプルをご希望の方は、お気軽にお問合せください

・パルス幅：1ns-30ms
・パワーレンジ：5mJ/㎠-20J/㎠
・使用するレーザーが連続波（CW）の場合、Ｑスイッチ、メカニカル・チョッパー、またはレーザーの素早いオン/オフで擬似的にパルスを作ってご使用ください。
・ビーム径6.3mm未満の場合は、レンズなどを使用しビーム径を広げてご使用下さい。

調整ＮＧ

調整ＯＫ

バーン（記録）例

3ms Pulse

3ms Pulse

7.0ns Pulse

70ns Pulse

70ns Pulse

10ms Pulse

0.1J

5.0J

3mJ

90mJ

310mＪ

20Ｊ16ビームダンパー
TRAP-IT™ Laser Beam Dumps
ビームダンパーは高出力のレーザー光を安全に終端または一時遮蔽するために使用され、ビームトラップ、ビームディフューザー、ビームポケットとも呼ばれています。
調整などでレーザー光と作業者が交錯するような作業の場合にビームダンパーを設置することにより安全に作業が行えるようになります。
KENTEK社のTRAP-IT™は安全性が高く幅広いレーザーアプリケーションに対応しています。

TRAP-IT™はデュアルコーンのデザインでレーザーのエネルギーが一点に集中することをさけ、有害な戻り光が発生しない構造になっています。
（一部の製品を除く）

・空冷タイプ：～50W まで
・水冷タイプ：～1000W まで
・波長 100 - 30000nm にて反射率 0.1%以下・パルス、CWレーザーに対応※オプション

ファイバー接続用コネクタ／ホルダー
17

TRAP-IT™用 IRディテクター

ウィンドウプロテクションWindow Protection
ウィンドウブロック
取り外し可能なウィンドウブロックはレーザーの使用中にウィンドウが光を通さないよう保護するための費用対効果の高い製品です。
ご使用の窓に合わせてカスタムで製作致します。
ウィンドウブロックは付属のVelcro（面ファスナー）、マグネット、グロメットまたはスナップなどで取り付けることが可能。
バリア部の素材は布地のFLEX-GUARD™または金属のEVERGUARD®からお選び頂くことができます。

ローラーシェード
FLEX-GUARD®を使用したローラーシェードタイプのウィンドウプロテクションで利便性を兼ね備えています。
取り付けが簡単でレーザーの使用に合わせて遮光することが可能。
用途に合った素材をお選びいただき、お客様の仕様に合わせて製作致します。

機器の故障やビーム光路上のトラブル、予期せぬ反射や拡散などの事故による被害を防ぐため動作時にはご使用のレーザーに対応した保護メガネを必ず着用してください。
レーザーセーフティが整った環境でも保護メガネの着用を徹底してください。

JIS C6802:2014(IEC 60825-1:2014) レーザ製品の安全基準
JIS C6803:2013(IEC 60825-2:2010) レーザ製品の安全－光ファイバ通信システムの安全
JIS C6804:2008(IEC 60825-12:2005) レーザ製品の安全－情報伝達のための光無線通信システムの安全NFPA 701:2010 アメリカ防火協会 布地及びフィルムの火災伝播燃焼試験手順基ANZI Z136 レーザーの安全な使用に関する米国規格
CE EN207 レーザー安全眼鏡のヨーロッパ規格
CE EN12254:2010レーザー作業場用スクリーン - 安全要件と試験
CE EN60825-1 レーザ製品の安全性-機器の分類と要件
CE EN60825-4 レーザ製品の安全性-レーザーガード
厚生労働省 基発第0325002号 レーザー光線による障害の防止対策について※このカタログに記載されている商品／仕様は予告なく変更される場合があります。D-No-20221114

18

32 BROADWAY STREET・PITTSFIELD,NH 03263
TEL 1.800.432.2323 FAX 1.603.435.7411
KENTEKLASERSTORE.COM

株式会社大興製作所 （KENTEK 正規日本販売代理店）
https://lasersafety-support.com/
本社
東京オフィス新井オフィス〒601-8207〒194-0022〒944-0020

京都府京都市南区久世中久町676
東京都町田市森野1丁目10-20 MSピークス４F
新潟県妙高市工団町3-11

TEL. 075-933-4191 / FAX. 075-924-2288
TEL. 042-709-5301 / FAX. 042-709-5302
TEL. 0255-72-1531 / FAX. 076-494-1333