TESTEUR NUMERIQUE DE TERRE
KEW 4105DL / 4105DL-H / 4105DLBT-H

IP67 ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET A L’EAUTESTEURS DE TERRE ROBUSTES● Résistance à la terre à 3 et 2 pôles
mesure (0,01 à 2 000Ω)● Conception imperméable
● Bluetooth® intégré transfert dedonnées (4105DLBT-H)● Alarme de rejet jusqu'à 25V rms
permet d’effectuer des tests précis
dans des environnements bruyants● Le commutateur rotatif rend
l'interface utilisateur très intuitive● Grand écran LCD avec rétroéclairage● LED pour contrôler la bonne/mauvaise résistance du piquet deterre auxilliaire● Mesure de la tension de terre(AC / DC 0 à 300V)● CAT IV 100V

Télécharger gratuitement
sur Google Play Store.

Télécharger gratuitement
sur App Store.

Imperméable à l’eau et à la poussière : Bobine de câble innovante avec
après utilisation, vous pouvez le laver guide de fil pour faciliter lepour enlever la boue et la poussière
rembobinage

Piquets de terre piquetsde terres

● Spécification KEW 4105DL / 4105DL-H / 4105DLBT-H200Ω

2 000ΩPlage de mesurede 0,00 à 20,00Ω

20Ω

0,0 à 200,0Ω

de 0 à 2 000Ω

Portée d'affichagede 0,00 à 20,99Ω

0,0 to 209,9Ω

de 0 à 2 099ΩPrécision*1±1,5%rdg±0,08Ω*2±1,5%rdg±4dgt

Résistance auxiliaire à la terre*3

<10kΩ

<50kΩ

<100kΩ

100Ω

500Ω

Mesure de la résistance de Terre

Valeur de référence du comparateur 10Ω

Avertissement detension de Terre

Alarme de rejet !

Le LED rouge s'allume si une
tension externe est détectée.

Mesure de la tension de terre
Plage de mesure

De 0,0 à 300,0V AC (45 à 65Hz) / ±0,0 à ±300,0V DC

Portée d'affichage

0,0 à 314,9V(AC) / 0,0 à ±314,9V(DC)

Précision±1%rdg±4dgt[ Le LED s'allume si : ]CEI 61010-1 CAT IV100V / CAT III 150V / CAT II 300V de pollution 3
Normes applicables

CEI 61010-2-030, CEI 61010-031, CEI 61557-1, 5Fréquence0 à 10Hz
10 à 100Hz100 à 400Hz

Alarme de rejet jusqu'à 25V rms
permet d’effectuer des tests précis
dans des environnements bruyants.

Tension> 10V> 25V> 5V

CEI 60529 IP67, CEI 61326-1, 2-2 (EMC), EN50581 (RoHS)
Interface de communication

Bluetooth® (4105DLBT-H uniquement)

Source d'alimentation

LR6 (AA)(1,5V)×6Dimension

121(L)×188(L)×59(P) mm (couvercle de boîtier inclus)

Poids

Environ 690g (y compris les piles et le couvercle)

Terre auxiliaire
contrôle de résistanceFabriqué en acier robustepiquets de terres

Si la résistance de la terre auxiliaire est de :Trop élevé au terminal S(P)*1 Pour la précision de la mesure, la résistance de la terre auxiliaire doit être de 100Ω ±5% ou moins.
*2 À la mesure simplifiée, ajouter ±0,10Ω à la précision indiquée.

*3 Précision à l'intérieur de la résistance à la terre auxiliaire: ±5%rdg±10dgt.

* Bluetooth® est une marque commerciale ou une marque déposée de Bluetooth SIG.

Trop élevé au terminal H(C)Des mesures de Terre sont possibles
jusqu'à 100kΩ* de terre auxiliairerésistance des piquets.

Dans la plage autorisée (LED vert OK)* plage de 20Ω à 10kΩ, plage de 200Ω à 50kΩ.
Plage de 2 000Ω à 100kΩ.

4105DL

4105DL-H

4105DLBT-H● Guide de sélection

4105DL

4105DL-H

communication Bluetooth®

ーー● Accessoires / Accessoires supplémentaires

4105DLBT-H

Accessoires (●), Accessoires supplémentaires (△)①7127B

Sonde de mesure simplifiée●●●②8041

Piquets de terre auxiliaires [2piquets/1set]

●

●

●

③9121

Sangle d’épaule

●

●

●

④7266

Fils d’essai(Rouge 20m, Jaune 10m, Vert 5m/1set)

△

●

●

⑤7267

Bobine de câble pour testeur de résistanceà la Terre (Rouge) 20m

●

△*△*

⑥7268

Bobine de câble pour testeur de résistanceà la Terre (Jaune) 10m●△*△*⑦7271

Fil d'essai (Vert) 5m●△

Sac de transport

●

△

⑧9190
⑨9191

Sacoche de transport [dure]

△●ー

⑩9197

Sacoche de transport [dure]⑪9192

Sacoche de transport pour bobines

ー△ー
△

●
△

⑫7272

Jeu de cordons de mesure de précision(②8041,⑤7267,⑥7268,⑦7271,⑪9192)

△

△

△

⑬7269

Fil d’essai (rouge) 20m△△

Fil d’essau (jaune) 10m

△

△

⑭7270
⑮8259

Adaptateur pour terminal de mesure[rouge, jaune, vert/1set]

△

△

△

△

△① 7127B② 8041③ 9121④ 7266⑤ 7267⑥ 7268⑦ 7271⑧ 9190△⑨ 9191 / ⑩ 9197

⑪ 9192⑫ 7272△⑬ 7269⑭ 7270⑮ 82598259
Exemple* La bobine de cordon elle-même ne peut pas être stockée dans le boîtier.

● Cette brochure a été produite en septembre 2024. Le contenu de cette brochure peut être modifié sans préavis.

LC_4105DL_4105DL-H_4105DLBT-H_2_1_Jan24_SS_fr