ユニボディデザインの産業
理科学用フェムト秒レーザ
パルス幅が可変：190 fs〜20 ps
最大出力：120W、1mJまたは80W、2mJ
繰り返し周波数：
シングルショット〜2MHz
パルスオンデマンドとBiBurstによるパルス制御
高調波（第5高調波まで）またはチューナブルの拡張オプション

空冷モデル/ 水冷モデル

コンパクトな産業用グレードデザイン
CARBIDE-CB3

パルススペクトル（典型値）

1.0

1.0

0.8

0.8

0.6

強度, a.u.

強度, a.u.

CARBIDE-CB3のパルス幅（典型値）

230 fs0.4

0.6

9.7 nm

0.4
0.2

0.2

0.0

0.0-1500

標準的なビームプロファイル-1000-500

0

遅延, fs

500

1000

1500

1015 1020

1025

1030

1035

1040

波長, nm

1045

1050

1055

CARBIDE-CB3-120Wの長時間出力安定性
130NRMSD = 0.19%

出力, W1251201151100LIGHT CONVERSION

510時間, h152025

WWW.LIGHTCON.COM

CARBIDE-CB3の仕様
モデル

出力特性
冷却方式
中心波長水冷1030 ± 10 nm1)

最大平均出力
パルス幅20 W40 W

パルス幅可変範囲
最大パルスエネルギー

80 W< 250 fs

< 350 fs

350 fs ‒ 10 ps

250 fs ‒ 10 ps

2 mJ

1 mJ

0.4 mJ
シングルショット
〜1MHz

繰り返し周波数120 W

250 fs ‒ 10 ps2)

0.8 mJ

シングルショット
〜1MHz（要望に応じて2MHz）

パルスセレクション< 250 fs3)

シングルショット
〜2MHz

シングルショット
〜1MHz（要望に応じて2MHz）

シングルショット、パルスオンデマンド、分周機能
直線偏光、垂直、1 : 1000

偏光
ビーム品質（M²）< 1.2

ビーム径4)

3.9 ± 0.4 mm

4.2 ± 0.4 mm

ビームポインティング安定性

5.1 ± 0.7 mm

4.5 ± 0.5 mm< 20 µrad/°C

パルスピッカーFEC 5)

パルスピッカー漏れ光< 0.25%

パルスエネルギー安定性（24時間）6)< 0.5%

長時間出力安定性（100時間）< 0.5%6)

メインオプション< 0.5 W、120 ‒ 250 fs、1030 ± 10 nm、約65 MHz

オシレータ出力 7)高調波発生器515 nm、343 nm、257 nm、または206 nm

8)

320 ‒ 10000 nm;

光パラメトリック増幅器 9)BiBurstオプション‒

チューナブルGHz/MHzバースト・イン・バースト機能

寸法
レーザヘッド（L × W × H）

632 × 305 × 174 mm

チラー（L × W × H）

585 × 484 × 221 mm

680 × 484 × 307 mm

24V DC電源（L × W × H）10)

280 × 144 × 49 mm

320 × 200 × 75 mm

動作環境およびユーティリティ要件動作温度

15 ‒ 30 °C

相対湿度< 80%（結露無きこと）

電源
定格電力
消費電力

レーザ

100 V AC, 7 A ‒ 240 V AC, 3A; 50 ‒ 60 Hz

100 V AC, 12 A ‒ 240 V AC, 5 A; 50 ‒ 60 Hz

チラー

100 ‒ 230 V AC; 50 ‒ 60 Hz

200 ‒ 230 V AC; 50 ‒ 60 Hz

レーザ

600 W

チラー

1400 W

レーザ

500 W

900 W

1400 W

チラー

1000 W

1300 W

1700 W

1)ご要望に応じて、特定モデルに対する正確な中心波長をご提供いたします。
2)ガウシアンパルスを仮定
3)50 GW/cm2を超えるパルスピーク強度に耐えられる構成の場
合は、パルス幅を250 fs未満に減少できます。
4)FW 1/e2（最大パルスエネルギー時）
5)高速エネルギー制御が可能。外部アナログ制御入力に対応。
応答時間 - 次に使用可能なRAパルス。
6)安定した環境条件の下でのNRMSD（正規化平均二乗偏差）値

1000 W

2000 W
2000 W

7)同時に使用可能。科学インターフェースが必要です。詳細やカスタムソリューションについては、sales@lightcon.comにお問い合わせください。
8)搭載されています。外付け高調波発生器については、HIROを参照してください。
9)搭載されています。-4mJおよび-UPモデルのその他のオプションやOPAについては、ORPHEUSシリーズのOPAを参照してください。
10)オプションの2MHz版を選択した場合は、電源が異なる可能性があります。

DANGER: VISIBLE AND/OR INVISIBLE
LASER RADIATION AVOID EYE OR SKINEXPOSURE TO DIRECT, REFLECTEDOR SCATTERED RADIATION

CLASS 4 LASER PRODUCTREV. 230821 | SALES@LIGHTCON.COM

CARBIDE-CB5（空冷モデル）の仕様モデル

CB5

出力特性空冷 1)

冷却方式
中心波長 2)1030 ± 10 nm

最大平均出力
パルス幅6W5W< 290 fs

< 190 fs

290 fs ‒ 20 ps

190 fs ‒ 20 ps3)

パルス幅可変範囲
最大パルスエネルギー

100 µJ

83 µJ

100 µJ

繰り返し周波数
シングルショット、パルスオンデマンド、分周機能

パルスセレクション

直線偏光、垂直、1 : 1000

偏光
ビーム品質（M²）
ビーム径

< 1.2
2.1 ± 0.4 mm4)

ビームポインティング安定性< 20 µrad/°C

パルスピッカー

装備

パルスピッカー漏れ光<2%Included 5)

Included< 0.1 %

<2%

パルスエネルギー安定性（24時間）6)< 0.5%

長時間出力安定性（100時間）6)< 0.5%

メインオプション
オシレータ出力n/a

高調波発生器 7)515 nm, 343 nm, 257 nm, or 206 nm;
320 ‒ 10000 nm;

光パラメトリック増幅器 8)n/aBiBurstオプション

寸法
BiBurstオプション

631 × 324 × 162 mm
不要

チラー
24V DC電源（L × W × H）

220 × 95 × 46 mm

動作環境およびユーティリティ要件
動作温度17 ‒ 27 °C

相対湿度< 80%（結露無きこと）

電源

100 V AC, 3 A ‒ 240 V AC, 1.3 A; 50 ‒ 60 Hz

定格電力

300 W

消費電力

150 W

1)ご要望に応じて水冷式もご用意しております。
2)ご要望に応じて、特定モデルに対する正確な中心波長をご提供いたします。
3)ガウシアンパルスを仮定
4)FW 1/e2（最大パルスエネルギー時）

CARBIDE-CB5の標準的なパルス幅5)AOMによってコントラストを向上。出力パルス列の高速振幅制御が可能です。
6)安定した環境条件の下でのNRMSD（正規化平均二乗偏差）値7)搭載されています。外付け高調波発生器については、HIROを参照してください。
8)搭載されています。スタンドアロン型のOPAについては、
ORPHEUSシリーズのOPAを参照してください。

長期的出力安定性

標準的なビームプロファイル
NRMSD = 0.1%

5.20.6出力, W

0.8

I強度, a.u.

CLASS 4 LASER PRODUCT

5.31.0158 fs

0.40.2

5.1
5.04.90.0-1500

DANGER: VISIBLE AND/OR INVISIBLE
LASER RADIATION AVOID EYE OR SKINEXPOSURE TO DIRECT, REFLECTEDOR SCATTERED RADIATION-1000-500

LIGHT CONVERSION0遅延, fs500

1000

1500

4.80510時間, h152025

WWW.LIGHTCON.COM

安定性測定結果
さまざまな環境条件下でパワーロックを有効にした場合のCARBIDE-CB3の出力とビーム出射方向

パルスエネルギー安定性（典型値）

出力, W

82

λ = 1030 nm

8180
NRMSD = 0.1%

ビーム出射方向, μrad79

NRMSD = 0.13%402000.96

水平垂直-20-4 00.98

1.00
Pulse energy, a.u.

1.02

1.04

温度, °C25242322024681012時間, h141618202224

外形図
CARBIDE-CB5（空冷モデル）、高調波モジュールオプション装着時

CARBIDE-CB3
1H出力1030 nm

レーザ出射口

211

正面図

正面図

110110

196

側面図

163

174

34 0324125 (5”)350

固定ネジ M6 (6x)(1/4 -20 UNC)
400 (16”)25 (1”)

46 (1.6”)664

固定ネジ M6 (5x)(1/4 -20 UNC )350 (14”)25 (1”)

105 (3.9”)

69 (2.3”)

172.5

上面図

225 (9”)25 (1”)30 5

325 (13”)上面図

63 0.5

側面図

662

https://www.phototechnica.co.jp〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和 1-2-17
TEL : 048-871-0067 FAX : 048-871-0068
e-mail : voc@phototechnica.co.jp

REV. 230821 | SALES@LIGHTCON.COM

高出力
UVフェムト秒レーザ
最大出力：50W

パルス幅：500fs

最大繰り返し周波数：1MHz

高いビーム品質と安定性

コンパクトな産業用グレードデザイン
CARBIDE-CB3-UVCARBIDE-CB3-UV
スペクトル（典型値）

CARBIDE-CB3-UV
M2測定データ（典型値）
450

1.0

M²X = 1.17
M²Y = 1.14350

ビーム径, µm0.8
強度 a.u.

CARBIDE-CB3-UV-50W
ビームプロファイル

0.60.40.20.0340341

34 2343
波長, nm344345346

250
150
50

400420440 46 0 4 80 500
Z位置, mm520

5 40 560

CARBIDE-CB3-UV-50W
長時間出力安定性60

出力, W5856545250

0

LIGHT CONVERSION

200400時間, h600

800

WWW.LIGHTCON.COM

仕様
モデル

出力特性
冷却方式

水冷
343 ± 3 nm

中心波長> 30 W

最大平均出力パルス幅> 50 W≈ 500 fs1)

出力パルスエネルギー35 ‒ 150 µJ
200 ‒ 800 kHz

繰り返し周波数300 ‒ 1000 kHz

偏光

直線偏光、垂直、1 : 200

ビーム品質（M²）
ビーム径

< 1.3
2.5 ‒ 5 mm2)

長期的出力安定性（12時間） 3)< 0.5%

保証期間

10000時間または1年間

メインオプション
オプションの増幅器の出力1030 nm, 515 nm

寸法レーザヘッド（L × W × H）

832 × 350 × 174 mm

チラー（L × W × H）

680 × 484 × 307 mm

24V DC電源（L × W × H）

320 × 200 × 75 mm

動作環境およびユーティリティ要件
動作温度15 ‒ 30 °C

相対湿度< 80%（結露無きこと）
レーザ

電源

100 V AC, 12 A ‒ 240 V AC, 5 A

チラー1000 W

レーザ

定格電力

2000 W
2000 W

チラー
900 W

レーザ

消費電力

180 ‒ 240 V AC, 16 A max

200 ‒ 230 V AC; 50 ‒ 60 Hz

1400 W
1300 Wチラー

1)ガウシアンパルスを仮定。
2)FW 1/e2（最大パルスエネルギー時）
3)安定した環境条件の下でのNRMSD（正規化平均二乗偏差）値

DANGER: VISIBLE AND/OR INVISIBLE
LASER RADIATION AVOID EYE OR SKINEXPOSURE TO DIRECT, REFLECTEDOR SCATTERED RADIATION

CLASS 4 LASER PRODUCT外形図
CARBIDE-CB3-UV drawing

12570

側面図

3H出力343 nm

上面図

174

正面図

11055

2H出力515 nm

305
350

1H出力1030 nm

832

120

50

17631

https://www.phototechnica.co.jp

REV. 230821 | SALES@LIGHTCON.COM〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和 1-2-17
TEL : 048-871-0067 FAX : 048-871-0068
e-mail : voc@phototechnica.co.jp