1

特取扱説明書内容ページ

2

徴

バックライトLCDディスプレイ

バッテリー低下通知

計測値 固定機能

防⽔仕様

⾃動電源OFF機能

EC、PPM切り替え機能

温度計 ⾃動補正機能

摂⽒(℃)、華⽒(Ｆ)切り替え機能

クイックガイド
校正済みチェックマーク特徴

２

クイックガイド

２

使⽤⽅法

３

クリーニング４

電池残量が少なくなると点灯します。

電池交換

４

電源／Holdボタン

メモリ校正

５

•
•

エラー表⽰について

６•

トラブルシューティング

６

製品仕様

７

メンテナンスキット

７

EC/PPM変換チャート８

植物別 最適EC値８

校正作業が正常に完了するとチェックマークが表⽰されます。

短押しで電源ON
短押しで計測数値の固定（計測時）
⻑押しで電源OFF

メモリ校正ボタン
メモリ校正ページをご参照ください。
計測単位の変更
EC/PPMと温度計測部分が点滅するまで⻑押しし、その後短押しで単位を変更します。EC/PPMと温度(℃/℉)が希望の組み合わせになるまで単押しし、３秒後に設定が完了します。
センサー保護ガード【重要】正確な数値を計測するためには、センサー部分がきれいな状態である必要があります。使⽤後は必ず流⽔で付着した液体を洗い流し、肥料に含まれる塩分が蓄積することを防⽌してください。
（詳しくは3ページを御覧ください）

3

使⽤⽅法

クリーニング
正しい計測をおこなうためには、センサー部分を清潔に保つ必要があります。清掃にはBluelab専⽤のConductivity Probe Cleaner、もしくはJif（ジフ）の様なクリームクレンザー（キッチン⽤洗剤）をお使いください。⾹りのある油性の洗剤は使⽤しないでください。

1. 電源ボタンを押して電源を⼊れる。
（前回の計測値が3秒間表⽰されます）
電源ボタン⻑押しで電源をOFFにできます。
［メモ］
本製品は4分間なにも操作がない場合は、⾃動的に電源が切れる機能が付いております。
2. 計測
本体先端のセンサー部分を、計測対象の液体に浸し、数値が安定するまで待ちます。

3. 数値の固定
計測した数値を固定させたい場合は電源ボタンを短押ししてください。上図の様に固定した数値とHoldが1秒毎切り替わり固定モードであることをお知らせします。固定を解除する場合は、再度電源ボタンを短押します。
4. 単位の変更
濃度はECとPPM500、PPM700、⽔温は摂⽒と華⽒の両⽅で計測できます。単位を変更したい場合は“unit”ボタンを３秒⻑押しし、表⽰が点滅したら、“unit”ボタンを短押しして、ご希望の単位の組み合わを選びます。そのままにして3秒後に設定が完了します。
5. 温度単位の変更
計測の精度を保つために、ご使⽤後は必ず⽔できれいに洗ってください。センサー部分は2週間に⼀度の頻度で掃除してください。清掃⽅法は4ページを御覧ください。

電源ボタン

センサー保護ガードを外す
本体を握り、センサー保護ガードを引っ張り、取り外してください。
センサー表⾯の汚れを落とす
センサー表⾯に1,2滴の洗剤を落とし、指もしくはBluelab Chamois（専⽤ブラシ）でまんべんなく、しっかりと表⾯をきれいにしてください。温度センサーの汚れが⽬⽴つ場合は、やわらかい⻭ブラシで汚れを取ってください。
濯ぎ流す
⽔道⽔を流しながら、指もしくは専⽤ブラシの反対側で洗剤をきれいに取り除き、洗剤の泡が残ってないことを確認してください。きれいに濯いだら、センサー保護ガードを取り付けて完了です。

電池交換
本製品には単4アルカリ電池1本を使⽤します。充電電池を使⽤しないようにしてください。電池残量が少なくなりますと、本体ティスプレイにそれを知らせるアイコンが表⽰されます。本体のヘッドキャップは電池交換以外では開けないようにしてください。
1. 本体のヘッドキャップを外します。
※容量切れの電池を放置すると中の液体が漏れたり、腐⾷の原因になります

2. 新しい電池を凸（+）部分を下にして挿⼊します
3. 防⽔性を保つために、取り外したキャップに汚れやホコリ等が付いている場合は取り除きます
4. ヘッドキャップをしっかりと取り付けて完了です。

4

5

メモリ校正

エラーメッセージについて

Conductivity PenはpH Penと違い、⼯場出荷前にメモリ校正が⾏われております。基本的に、その後メモリ校正を⾏う必要がありませんが、必要に応じて（電極の洗浄後など）再度メモリ校正をおこなうことも可能です。次の操作⼿順で⾏ってください。

対象液の温度が許容値を下回っています

気温が使⽤条件を上回/下回っています

対象液の温度が許容値を上回っています1. ４ページを参照にヘッドのクリーニングをしてください
2. よく⽔で洗いだ後、専⽤の校正液（1385PPM）に浸し、数値が安定するまで待ちます
3. “cal”ボタンを⻑押しし、“CAL”をディスプレイに表⽰させます4. ボタンから指を離すと、“CAL”と“P”が表⽰されます。もし、”Err”が表⽰された場合は、ヘッドのクリーングが正しく⾏われたか、もしくは校正液が古くないか、汚れていないかを確認してください。
5. ディスプレイ右下に マークが出たら完了です※この マークは３０⽇後に消えます※⼯場出荷状態に戻すには電池の抜き差しを⾏ってください

対象液の硬度が許容値を超えています

対象液のPPM値が計測可能値を超えています

トラブルシューティング
問題

対処⽅法

明らかに低すぎる数値が表⽰されている低い数値を表⽰する場合は電極の汚れが原因の場合がほとんどです。電極部分をクリーニングすることで、通常は問題が解決されます。専⽤クリーナー“Bluelab
Conductivity Probe Cleaner”、もしくは無⾹料のクリーナーを使⽤し、電極の汚れをブラシなどで取り除いてください。

明らかに⾼すぎる数
値が表⽰されている

専⽤校正液でメモリ校正を⾏ってください。5ページの校正液チャートを参照に、お好みの計測モードでメモリ校正を⾏ってください。

電源が⼊らないバッテリー交換を試し、それでも電源が⼊らない場合は新しい物を買い替えてください。

専⽤校正液

メモリ校正は、EC、PPM500、PPM700のどのモードでも⾏えます。上記のSolution Valueは校正液の値、Displayed
Valueは校正完了後に表⽰される数値です。

6

78

製品仕様

計測範囲

0.0 - 10.0 EC
0 - 5000 ppm (500ppm / TDS)
0 - 7000 ppm (700 ppm)
0 - 50 ˚C計測単位

0.1 EC, 10 ppm (700), 10 ppm (500)1 °C

精度（温度25℃にて）± 0.1 EC, ± 50 ppm (500 ppm), ± 70 ppm (700ppm) ± 1 ˚C

液温校正

⾃動動作保証温度

0-50℃

メモリ校正

⼯場出荷時に校正済み/⼿動校正可能

計測種類

EC / 700ppm / 500ppm / 温度（華⽒/摂⽒）

電池

単４アルカリ電池

メンテナンスキット
⼀般的な植物の推奨EC値範囲
最適EC範囲葉物野菜
レタス

0.8ー1.2

バジル

1.0ー1.4

果実野菜
メンテナスキット
Bluelab® Probe Care Kit for
Conductivity Probes
メモリ校正専⽤液
Bluelab® 2.77 EC Conductivity
Standard Solution

•••
••

説明書
20mlメモリ校正液 ｘ2袋
電極クリーナー
洗浄専⽤ブラシ
プラスチック容器

トマト

2.2ー2.8

ペッパー類

1.3ー1.8いちご

1.8ー2.2

被⼦植物
バラ

1.8ー2.2※植物が⼩さい頃はEC値はかなり低めで設定し、成⻑とともに徐々にECを上げてください。