ＢＢタイプ カラー潮流計
型式

様潮流

流速
測定精度
流向
測定層数
測定深度

0.0 〜 9.9 kt±0.2 kt 以内あるいは ±0.2% の大きい方以内
全周（360 °)5層
船底下 2 〜 200 m（対地モードは水深 22 m 以上
対水モードは水深 40 m 以上必要）

船速

船速

前進 30 kt 〜後進 10 kt
左方向 9.9 kt 〜右方向 9.9 kt±1% あるいは ±0.1 kt の大きい方以内
全周（360°）
船底下 3 〜 500 m（対地モードは水深 15 m 以上
対水モードは水深 40 m 以上必要）

表示画素数
表示内容

電源電圧

AC 100/110/115-120/200/220/230/240 V、13A（AC100 V）-1.5 A（AC200 V）

防水性

操作部：IPX2、送受信演算部：IPX0、送受波器：IPX8

温度・湿度条件：-5℃〜 +35℃
使用温度範囲 送受波器
その他の装置：-15℃〜 +55℃
95% 以下（40℃）
相対湿度

VGA（640×480 ドット）
船速、針路、偏角、潮流（5 層）、潮流差（2 層：基準層、相対層は任意選択）、設定深度、船首方位、船位置、エコーレベル、
水温※

構

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

潮流ベクトル、船速、グラフ、潮流航跡、数値、エコーモニター

送信周波数130 kHz

機能

対地、対水、航法、自動
底潮追尾、アラーム出力、干渉除去、デモ出力
船速、潮流、取付角（方位誤差、トリム、ヒール）、針路誤差、吃水、外部 KP 距離操作部
CI-6888

送受波器

316

送受波器配置例※(CI-240×3)※送受波器ケース内 (CI-241-1) に配置
520

270

45.5

40±1

91.4
15°CI-240

ケーブル長 10 m：8.2 kg
20 m：10.4 kg
30 m：12.6 kg
250

250±20290#50#5082.3530

566±0.5

4- 5300±190590●DC/AC インバータ●操作部フラッシュマウント
●取付台（箱型）

6.0 kg

4 - 12280±0.5

オプション

送受波器
CI-240120

送受信演算部
CI-3810 19.0 kg

13.5* 標準装備の取付金具を使用した場合

12相互系統図

マッチングボックス
CI-3540 3.3 kg

33670
送受信演算部
CI-3810

MU-152HD
もしくは市販モニター

260

320

AD-10

ジャイロコンパス

NMEA0183160

4 - 6.364* 埋め込み装備の場合は取付穴寸法が異なります

160

ハイパワー出力で深場の測定も可能
5 層同時に測定可能なカラー潮流計

操作部（CI-6888）
送受信演算部（CI-3810）
送受波器（CI-240×3）
マッチングボックス（CI-3540）
送受波器ケース（標準選択）
キングストン（標準選択）
工事材料、付属品、予備品* 表示部（モニター）は標準構成に含まれておりません。

140

測位モード機能補正

ＢＢタイプ カラー潮流計
型式

標準成※別途水温センサーとの接続が必要

画面、970表示

フォーマット NMEA 0183 ver1.5/2.0/3.0、CIF
IEC61162-1 ed.3/-2 ed1
NMEA 入力センテンス
ZDA、RMC、RMA、GGA、GLL、VTG
HDT、HDM、HDG、DBT、DPT、MTW
NMEA 出力センテンス
VBW、VDR、VHW、VTG、VLW、CUR

100

測定精度
方位
対地測定可能深度

入出力データ92

仕NMEA0183/CIF

RGB
10/20/
30/50※2m91

操作部
CI-6888

5/10/15/20/30※2m
マッチングボックス
CI-3540

サテライトコンパス※1
GPS
魚群探知機
ソナー

※1 CIFによるサテライトコンパスの接続はできません。
※2 注文時にご利用の長さをご指定下さい。
青色部分はオプションまたは、接続可能機器

10/20/30※2m

アース端子AC100/110/115-120/
200/220/230/240V

送受波器ケース（破線）送受波器 CI-240 x 3

商標の扱い:本カタログに記載されている社名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。

安全に関するご注意〒662-8580 兵庫県西宮市芦原町9番52号
本社/国内営業部(0798)63-1085

北海道支店/札幌営業所 （011）561-7261● 釧路営業所● 稚内営業所（0154）25-7831（0162）22-2815

東日本支店/東京営業所 （03）5687-0421● 八戸営業所● 石巻営業所● 銚子営業所（0178）33-7415（0225）93-0701（0479）25-0255

弊社問合せ先は事情により変更される場合があります。

●仕様および外観は機器改良のため予告なく変更することがあります。
●当製品をお買い上げの場合、取付工事費、オプション費等は別途ご請求させていただきます。
●印刷物と製品とでは多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。
●このカタログの内容詳細については販売店または当社におたずね下さい。

www.furuno.com

東海北陸支店/焼津営業所（054）628-7181

北九州支店/長崎営業所 （095）861-3261

本社/船舶営業部● 伊勢営業所● 下関営業所● 広島支店● 名古屋営業所● 金沢営業所（052）951-6061（0596）28-7177（076）262-3326

西日本支店/神戸営業所 （0798）63-1281● 田辺営業所● 境港営業所● 高知営業所● 徳島営業所● 宇和島営業所※★ご購 入の前に●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

（0739）24-9531（0859）44-3221（088）832-7171（088）662-6580（0895）23-2613

弊社ホームページに最新情報を掲載していますので、ご参照下さい。

● 萩営業所● 佐世保営業所● 福岡営業所（0838）25-3151（083）267-9111（0956）48-4440（092）711-1777● 関東支店● 今治営業所● 福岡駐在所（0798）63-1087（03）5687-0432（084）993-9777（084）993-9777（092）711-1778

南九州支店/宮崎営業所 （0987）64-1108● 鹿児島営業所● 延岡営業所● 沖縄営業所（099）266-1828（0982）21-2161（098）863-7779

カタログNo. CA000002172
D-2402LB

Photo：15 型カラー液晶ディスプレイ
MU-152HD※※本製品は表示部が標準構成に含まれておりません。
別途ご注文いただく必要があります。

www.furuno.com

水深 200 m までの潮流を 5 層同時測定
潮の流向・流速をベクトルで表示▲

深海漁場での絶対潮流の測定▲

底潮追尾機能海底付近の潮流を測定できる底潮追尾の設定が可能です。
（第 5 層のみ）水深の変化に応じて自動で設定値が変化し、常に海底付近の潮流を検出します。

低コストでの換装が可能

船速表示

エコーモニター表示

自船の動向を前後方向、左右方向の速度で表示します。両方の速度をあわせたベクトルも表示するため、実際の船の動きが手に取るように分かります。

前方、左右斜め後ろの 3 方向の信号受信状況を映像で表示します。

従来の CI-35 を容易に CI-38 へ換装可能です。
送受波器をそのままご利用いただけるため、換装に伴う工事費・期間を節約することができます。

▲

対地速度が検出できない海域でも、GPS 航法装置を接続することで、真の流速を求めることができます

船速、潮流、潮流差、航程の各種アラーム▲▲

水深 200 m までの潮流測定が可能

操業状況が把握できる自航跡表示▲▲

ピッチング、ローリングに強い安定した
3 ビーム方式を採用▲▲

5 層までの潮の流向・流速を同時に表示選べる表示機能

モニターを自由に選択可能なBB（ブラックボックス）タイプ

お客様が自由にモニターを選択できるように設計されています。
（別途表示部を注文していただく必要があります。）
高輝度 15 型カラー液晶を採用したフルノ製ディスプレイ
MU-152HD は視認性抜群の最適モデルです。

▲

潮流航跡表示

グラフ表示

数値表示

自航跡と 5 層の潮流を同時に表示します。
縮尺を自在に変更可能で、広範囲の潮流動向を容易に把握できます。

過去 12 時間分の計測データを保存し、グラフで表示します。

離れた場所からでも判断できる大型文字を使用。視認性抜群です。

潮目発見に威力を発揮する水温グラフ表示（水温センサーの接続が必要）▲

最大 12 時間の潮流データを一画面に表示

推奨

15 型カラー液晶

エコーモニター表示

MU-152HD▲

各層の経過をグラフで表示します。

ディスプレイ

前方、左右斜め後ろ方向の信号受信状態を確認できます。
海底の起伏やビーム方向の魚群状況が判断でき、潮流の深度設定に便利です。

（別売）* 市販のモニター（VGA 対応品）とも接続できます。

上潮から底潮まで一目瞭然！

船首方位潮流ベクトル表示

潮流ベクトル表示
第1層
第2層

第 1 層の潮流

潮流測定イメージ
第 2 層の潮流

第 3 層の潮流

第 4 層の潮流

第 5 層の潮流

第3層

船速・針路

第4層
第5層

潮流差ベクトル表示

設定深度

各層の潮流の速さと方向をベクトルで表示します。
ベクトルの長さが速度を、向きは潮流の向かう方向※1をあらわします。

潮流差（1-2 層）
潮流差（1-5 層）潮流の流速・流向潮流差の流速・流向※1 設定により潮流の来る方向の表示も可

水温グラフ

各層のベクトルを色分け表示できます。表示する潮流ベクトルは任意の層を ON/OFF でき、潮流差ベクトルも同時に表示可能です。
その他、船首方位※2、船速、水温グラフ、エコーモニターなどの情報を 1 画面に集約して表示します。
※2 ジャイロコンパスまたはサテライトコンパス等の方位センサーと接続が必要

水深 200 m までの潮流を 5 層同時測定
潮の流向・流速をベクトルで表示▲

深海漁場での絶対潮流の測定▲

底潮追尾機能海底付近の潮流を測定できる底潮追尾の設定が可能です。
（第 5 層のみ）水深の変化に応じて自動で設定値が変化し、常に海底付近の潮流を検出します。

低コストでの換装が可能

船速表示

エコーモニター表示

自船の動向を前後方向、左右方向の速度で表示します。両方の速度をあわせたベクトルも表示するため、実際の船の動きが手に取るように分かります。

前方、左右斜め後ろの 3 方向の信号受信状況を映像で表示します。

従来の CI-35 を容易に CI-38 へ換装可能です。
送受波器をそのままご利用いただけるため、換装に伴う工事費・期間を節約することができます。

▲

対地速度が検出できない海域でも、GPS 航法装置を接続することで、真の流速を求めることができます

船速、潮流、潮流差、航程の各種アラーム▲▲

水深 200 m までの潮流測定が可能

操業状況が把握できる自航跡表示▲▲

ピッチング、ローリングに強い安定した
3 ビーム方式を採用▲▲

5 層までの潮の流向・流速を同時に表示

選べる表示機能

モニターを自由に選択可能なBB（ブラックボックス）タイプ

お客様が自由にモニターを選択できるように設計されています。
（別途表示部を注文していただく必要があります。）
高輝度 15 型カラー液晶を採用したフルノ製ディスプレイ
MU-152HD は視認性抜群の最適モデルです。

▲

潮流航跡表示

グラフ表示

数値表示

自航跡と 5 層の潮流を同時に表示します。
縮尺を自在に変更可能で、広範囲の潮流動向を容易に把握できます。

過去 12 時間分の計測データを保存し、グラフで表示します。

離れた場所からでも判断できる大型文字を使用。視認性抜群です。

潮目発見に威力を発揮する水温グラフ表示（水温センサーの接続が必要）▲

最大 12 時間の潮流データを一画面に表示

推奨15 型カラー液晶

エコーモニター表示

MU-152HD▲

各層の経過をグラフで表示します。

ディスプレイ

前方、左右斜め後ろ方向の信号受信状態を確認できます。
海底の起伏やビーム方向の魚群状況が判断でき、潮流の深度設定に便利です。

（別売）* 市販のモニター（VGA 対応品）とも接続できます。

上潮から底潮まで一目瞭然！

船首方位潮流ベクトル表示

潮流ベクトル表示
第1層
第2層第 1 層の潮流

潮流測定イメージ
第 2 層の潮流

第 3 層の潮流

第 4 層の潮流

第 5 層の潮流

第3層

船速・針路

第4層
第5層

潮流差ベクトル表示

設定深度

各層の潮流の速さと方向をベクトルで表示します。
ベクトルの長さが速度を、向きは潮流の向かう方向※1をあらわします。

潮流差（1-2 層）
潮流差（1-5 層）潮流の流速・流向潮流差の流速・流向※1 設定により潮流の来る方向の表示も可

水温グラフ各層のベクトルを色分け表示できます。表示する潮流ベクトルは任意の層を ON/OFF でき、潮流差ベクトルも同時に表示可能です。
その他、船首方位※2、船速、水温グラフ、エコーモニターなどの情報を 1 画面に集約して表示します。
※2 ジャイロコンパスまたはサテライトコンパス等の方位センサーと接続が必要

ＢＢタイプ カラー潮流計
型式

様潮流

流速
測定精度
流向
測定層数
測定深度

0.0 〜 9.9 kt±0.2 kt 以内あるいは ±0.2% の大きい方以内
全周（360 °)5層
船底下 2 〜 200 m（対地モードは水深 22 m 以上
対水モードは水深 40 m 以上必要）

船速

船速

前進 30 kt 〜後進 10 kt
左方向 9.9 kt 〜右方向 9.9 kt±1% あるいは ±0.1 kt の大きい方以内
全周（360°）
船底下 3 〜 500 m（対地モードは水深 15 m 以上
対水モードは水深 40 m 以上必要）

表示画素数
表示内容

電源電圧

AC 100/110/115-120/200/220/230/240 V、13A（AC100 V）-1.5 A（AC200 V）

防水性

操作部：IPX2、送受信演算部：IPX0、送受波器：IPX8

温度・湿度条件：-5℃〜 +35℃
使用温度範囲 送受波器
その他の装置：-15℃〜 +55℃
95% 以下（40℃）
相対湿度

VGA（640×480 ドット）
船速、針路、偏角、潮流（5 層）、潮流差（2 層：基準層、相対層は任意選択）、設定深度、船首方位、船位置、エコーレベル、水温※

構

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

潮流ベクトル、船速、グラフ、潮流航跡、数値、エコーモニター

送信周波数130 kHz

機能

対地、対水、航法、自動
底潮追尾、アラーム出力、干渉除去、デモ出力
船速、潮流、取付角（方位誤差、トリム、ヒール）、針路誤差、吃水、外部 KP 距離

操作部
CI-6888

送受波器

316

送受波器配置例※(CI-240×3)※送受波器ケース内 (CI-241-1) に配置
520

270

45.5

40±1

91.4
15°

CI-240ケーブル長 10 m：8.2 kg
20 m：10.4 kg
30 m：12.6 kg
250

250±20290#50#5082.3530

566±0.5

4- 5300±190590●DC/AC インバータ●操作部フラッシュマウント
●取付台（箱型）

6.0 kg4 - 12

280±0.5

オプション

送受波器
CI-240120

送受信演算部
CI-3810 19.0 kg

13.5* 標準装備の取付金具を使用した場合

12

相互系統図

マッチングボックス
CI-3540 3.3 kg

33670
送受信演算部
CI-3810

MU-152HD
もしくは市販モニター

260

320

AD-10

ジャイロコンパス

NMEA0183160

4 - 6.364* 埋め込み装備の場合は取付穴寸法が異なります

160

ハイパワー出力で深場の測定も可能
5 層同時に測定可能なカラー潮流計

操作部（CI-6888）
送受信演算部（CI-3810）
送受波器（CI-240×3）
マッチングボックス（CI-3540）
送受波器ケース（標準選択）
キングストン（標準選択）
工事材料、付属品、予備品* 表示部（モニター）は標準構成に含まれておりません。

140

測位モード機能補正

ＢＢタイプ カラー潮流計
型式標準成※別途水温センサーとの接続が必要

画面、970表示

フォーマット NMEA 0183 ver1.5/2.0/3.0、CIF
IEC61162-1 ed.3/-2 ed1
NMEA 入力センテンス
ZDA、RMC、RMA、GGA、GLL、VTG
HDT、HDM、HDG、DBT、DPT、MTW
NMEA 出力センテンス
VBW、VDR、VHW、VTG、VLW、CUR

100

測定精度
方位
対地測定可能深度

入出力データ92

仕NMEA0183/CIF

RGB
10/20/
30/50※2m91

操作部
CI-6888

5/10/15/20/30※2m
マッチングボックス
CI-3540

サテライトコンパス※1
GPS
魚群探知機
ソナー

※1 CIFによるサテライトコンパスの接続はできません。
※2 注文時にご利用の長さをご指定下さい。
青色部分はオプションまたは、接続可能機器

10/20/30※2m

アース端子AC100/110/115-120/
200/220/230/240V

送受波器ケース（破線）送受波器 CI-240 x 3

商標の扱い:本カタログに記載されている社名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。

安全に関するご注意〒662-8580 兵庫県西宮市芦原町9番52号
本社/国内営業部(0798)63-1085

北海道支店/札幌営業所 （011）561-7261● 釧路営業所● 稚内営業所（0154）25-7831（0162）22-2815

東日本支店/東京営業所 （03）5687-0421● 八戸営業所● 石巻営業所● 銚子営業所（0178）33-7415（0225）93-0701（0479）25-0255

弊社問合せ先は事情により変更される場合があります。

●仕様および外観は機器改良のため予告なく変更することがあります。
●当製品をお買い上げの場合、取付工事費、オプション費等は別途ご請求させていただきます。
●印刷物と製品とでは多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。
●このカタログの内容詳細については販売店または当社におたずね下さい。

www.furuno.com

東海北陸支店/焼津営業所（054）628-7181

北九州支店/長崎営業所 （095）861-3261

本社/船舶営業部● 伊勢営業所● 下関営業所● 広島支店● 名古屋営業所● 金沢営業所（052）951-6061（0596）28-7177（076）262-3326

西日本支店/神戸営業所 （0798）63-1281● 田辺営業所● 境港営業所● 高知営業所● 徳島営業所● 宇和島営業所※★ご購 入の前に●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

（0739）24-9531（0859）44-3221（088）832-7171（088）662-6580（0895）23-2613

弊社ホームページに最新情報を掲載していますので、ご参照下さい。

● 萩営業所● 佐世保営業所● 福岡営業所（0838）25-3151（083）267-9111（0956）48-4440（092）711-1777● 関東支店● 今治営業所● 福岡駐在所（0798）63-1087（03）5687-0432（084）993-9777（084）993-9777（092）711-1778

南九州支店/宮崎営業所 （0987）64-1108● 鹿児島営業所● 延岡営業所● 沖縄営業所（099）266-1828（0982）21-2161（098）863-7779

カタログNo. CA000002172
D-2402LB

Photo：15 型カラー液晶ディスプレイ
MU-152HD※※本製品は表示部が標準構成に含まれておりません。
別途ご注文いただく必要があります。

www.furuno.com