Contents
国際画像機器展2011
国際画像機器展2011 出展者セミナー
出展者セミナー１

ＵＬＩＳ社ディテクタ技術概要

２

シャッタレスカメラ「ULVIPS」の概要

３

熱センサカメラ「ULVIPS-Lite」シリーズ

４

会社概要

工業用途における遠赤外線シャッタレスカメラの優位性と適用事例
於：パシフィコ横浜
パシフィコ横浜
2011.12.8 14:00-14:50

クロニクス株式会社
クロニクス株式会社代表取締役社長 黒江 春海
株式会社ビジョンセンシング
株式会社ビジョンセンシング
徳武 委久代VISION SENSING

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーContents

1

１．１ 赤外線とは目に見えないがすべての物体から放射されている

１

ＵＬＩＳ社ディテクタ技術概要

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾃﾞｨﾃｸﾀ：2～16um
780nm

380nm

２

遠赤外ｶﾒﾗ：8～14um

2.5um

8.0um

100um

シャッタレスカメラ「ULVIPS」の概要
近赤外線

３

熱センサカメラ「ULVIPS-Lite」シリーズ

４

会社概要

X線

γ線
10pm

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING

2

１．２ 物体の温度と放射電磁波スペクトル

紫外線
10nm

380nm

中赤外線

遠赤外線

赤外線

Terahertz
0.1mm

780nm

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナー

1mm

VISION SENSING

3

１．３ 物体表面の放射率と反射率

プランクの放射則とステファン－ボルツマンの式
反射率αと放射率ηは相反関係にある→反射率高いと温度が正確に測れない
α ＋η＝１
あらゆる物質
あらゆる物質は物質は、それが持それが持つ温度に温度に相当する相当する電磁波する電磁波を電磁波を放射している

入射光

Ｐ＝５
Ｐ＝５．６８×６８×１０－１２×Ｔ４

吸収光・・・ステファン・・・ステファン－ステファン－ボルツマンのボルツマンの式

反射光α

放射光η

物体の温度上昇T
透過光
完全黒体が放射する電磁波スペクトル国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING

4

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING

51

１．４ マイクロボロメータの構造

１．５ ボロメータの感度決定要素
酸化バナジウムに比べて、抵抗値の再現性が良好

受光面にアモルファスシリコンを使用

RV =ピクセルの間隔
受光面

0.1 µmαηVBG

α：抵抗温度係数 （%/K)

・・・受光面材料
・・・受光面材料に受光面材料に起因

η：赤外線吸収率

・・・MEMS・・・MEMS構造
MEMS構造に構造に起因

VB：バイアス電圧
バイアス電圧（Ｖ）
電圧（Ｖ）

・・・制御可能電圧）・・・制御可能（制御可能（GFID電圧電圧）

反射板
コンタクト・パッド
基層

マイクロボローメータ・ピクセルの構造

G：：熱コンダクタンス（コンダクタンス（受光面と受光面と基材の基材の熱絶縁性）
熱絶縁性）（マイクロブリッジ構造）

・・・MEMS・・・MEMS構造
MEMS構造に構造に起因
赤外吸収→赤外吸収→温度上昇→温度上昇→抵抗値減少→抵抗値減少→電流増加
VISION SENSING

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナー6

VISION SENSING

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナー7

１．７ ディテクタの制御パラメータ

１．６ ボロメータの感度決定要素
キャビティギャップ（1/4λ）により吸収率が変化する

ＧＦＩＤ電圧ＧＦＩＤ電圧
ＶＳＫ電圧
ＶＳＫ電圧
ＴＩＮＴ
Ｃ容量・・・ゲイン
・・・ゲイン調整
ゲイン調整
・・・オフセット・・・オフセット調整
オフセット調整・・・露光時間
・・・
露光時間
・・・CTIA増幅率
増幅率・・・[CTIA:Capacitance trans-impedance amplifier]（全素子一括設定）
全素子一括設定）
ディテクタ内部の読み出し回路（UL04171の場合）

これらパラメータ
これらパラメータ外部パラメータ外部より外部より制御より制御して制御して、して、最適な最適な画像を画像を出力する
出力する
1.9μμmでで吸収率がも改善される
吸収率が最大＝最大＝NETDも改善される
VISION SENSING

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナー8

１．８ ＵＬＩＳ社ディディテクタロードマップ

VISION SENSING

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナー9１．９ 新しいディテクタのラインナップ
高性能版「Elite」と普及版「Pro」シリーズ

画素ピッチの小型化と高画素化・高感度化へシフト
MICRO
NANO
PICO

1024 x 768

35 µm
25 µm
17 µm

Pro series

UL 05 25 1

UL 04 27 2
UL 04 32 2

UL 04 17 1
384 x 288
320 x 240
UL 03 19 1

UL 03 16 2
UL 03 26 2

640 x 480

384
384xx288
288
Development
Development
phase
phase

384 x 288
160 x 120
UL 02 15 2XxY

45m
45 µµmPICO1024
E
PICO1024E
UL 05 25 11024 x 768

640 x 480

Pre
Predevelopment
developmentphase
phase

35m
35 µµm25m
25 µµm17m
17 µµm12m
12 µµm160 x 120

Pixel pitch decrease
国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING

10Elite series

PICO640P
PICO640P
UL 04 27 2

NANO640E
NANO640E
UL 04 17 1
PICO640E
PICO640E
UL 04 32 2

NANO384
P
NANO384P
UL 03 26 2

NANO384
E
NANO384E
UL 03 19 1

NANO384
P
NANO384P
UL 03 16 2

MICRO384
E
MICRO384E
UL 03 04 1

NANO160
PNANO160P
UL 02 15 2

国際画像機器展2011出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING112

１．９ 新しいディテクタのラインナップ

１．１０ 仏ＵＬＩＳ社の概要

１７μｍ・ＶＧＡのシリーズ化・・・ブロードバンドディテクタ

フランス原子力庁/電子・情報技術研究所が基礎開発
CEA / LETI

型式

PICO640P(UL04 272)
標準

PICO640E(UL04 322)
高感度版

PICO640E-041(ES品
041(ES品）
ﾌﾞﾛｰﾄﾞ
ﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ
ﾝﾄﾞ版

感度

7mV/K

8mV/K

10mV/K

ＮＥＴＤ（@300K）@300K）

75mK

55mK

50mK
(@λ(@λ=8～12μ12μm）

波長帯域

8～14μ14μm

8～14μ14μm

2～16μ16μm

動作温度

-40～
40～+85℃+85℃-46～
46～+85℃+85℃-46～
46～+85℃+85℃

ｵﾌﾟ
ｵﾌﾟﾃｨｶﾙ
ｳｨﾝﾄﾞｳｨﾝﾄﾞｳ

シリコン
1.0mmtｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ1.0mmtｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ1.0mmt国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSINGSOFRADIR
Cooled infrared detector
production

1600 p
10 000 m² Clean Room

ULIS
Uncooled infrared detector
production> 120 p / 4500 m²(500 m²Clean Room)360 p / 8500 m²(1500 m²Clean Room)

12

Contents

VISION SENSING

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナー13

２．１ 遠赤外線カメラにおける補正
ディテクタからの出力に含まれるノイズ要因

１

周囲温度：TRＵＬＩＳ社ディテクタ技術概要
ｾﾝｻ温度：Tｓ

レンズ温度：TL

２

シャッタレスカメラ「ULVIPS」の概要

３

熱センサカメラ「ULVIPS-Lite」シリーズ
入力画像

４

遠赤外線カメラディテクタ出力画像①画素ごとの感度ばらつき・・・構造要因（MEMS）による
会社概要②周囲温度変化の影響・・・レンズ温度・センサ温度の変化
国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING

14

２．１ 遠赤外線カメラにおける補正

VISION SENSING

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナー15

２．１ 遠赤外線カメラにおける補正
２点間温度補正（周囲温度は一定）

ディテクタの画素ごとの感度ばらつき補正

A
バラツキをバラツキをC
A

D

B

E
20℃

センサーFPAと測定位置

D

小さく

C
E
30℃

熱源温度(Tt)

輝度

輝度

B

20℃

30℃

熱源温度(Tt)

Step1：低温と高温の均一熱源をカメラで撮影し画像を取得する
ディテクタからの生画像

Step2：各画素が同じ傾きになるように画素の補正テーブルを作成する

画素ばらつき補正後画像
カメラ

全体均一な熱源

恒温槽（内部温度：一定）

均一な均一な温度面（温度面（シャッタ）シャッタ）を見せて画素せて画素ばらつき
画素ばらつき補正
ばらつき補正テーブル
補正テーブルをテーブルを作成

Step3：画像取得時に補正テーブルにて各画素を補正し出力する

実験環境
国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING

16

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING

173

２．１ 遠赤外線カメラにおける補正

２．１ 遠赤外線カメラにおける補正
シャッタレス補正（周囲温度は変化）

周囲温度変化の補正

カメラ

全体均一な熱源恒温槽（内部温度：変化）
勾配試験結果(0. 5℃/ 分)

Step1：ある環境温度で均一熱源温度を変えながら画像を取得する。

55.00

環境温度
FPA温度
45.00

カメラ温度

シャッタ補正後の画像

環境温度変化後（上昇）
温度（℃）

35.00

Step2：Step1の作業を、周囲温度を変えながら行う。

25.00

周囲温度変化により、以前の補正テーブルが使えなくなる
15.00

5.00

VISION SENSING

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナー18

２．１ 遠赤外線カメラにおける補正

18600

18000

17400

1680016200

15600

15000

14400

13800

13200

9600

9000

12600

12000

8400

7800

11400

10800

7200

時間(秒）

10200

6600

6000

5400

4800

4200

3600

3000

0600

2400

1800

1200

-5.00

変化後の変化後の周囲温度下で周囲温度下で、再度シャッタ
再度シャッタによりシャッタにより補正により補正テーブル
補正テーブルをテーブルを作成

Step3：取得した画像から、シャッタレス補正テーブルを作成し、カメラに書込む。

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING

19

２．２ シャッタレスカメラ性能
ＴＥＣレス（内部温調未使用）動作時

カメラに必要な機能

動作環境温度範囲：－
動作環境温度範囲：－１０：－１０～＋
１０～＋５０～＋５０℃
５０℃
絶対温度精度（絶対温度精度（輝度値再現性）：輝度値再現性）：±）：±２．５℃（オートダイナミクスレンジ補正
オートダイナミクスレンジ補正で追従）
補正で追従）
NETD：：１５０ｍＫ（TYTO 25mmレンズレンズ使用時
１５０ｍＫ（JANOSｍＫ（レンズ使用時）使用時）
用途：
用途：セキュリティ・
セキュリティ・監視、監視、軍事用途

１．画素ごとの感度ばらつきの補正
画素補正テーブル
画素補正テーブル作成
テーブル作成に作成にシャッタ動作
シャッタ動作が必要
動作

２．周囲温度変化の補正
温度変化時に温度変化時にシャッタ動作
シャッタ動作が必要
動作
カメラ冷却機能）が必要（TEC=Thermo Electric Cooler）
カメラ冷却機能（冷却機能（TEC）

TEC-Less－－シャッタレス
画像が画像が途切れない
途切れない・れない・メンテナンス不要
メンテナンス不要！
不要！

VISION SENSING

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナー20

２．２ シャッタレスカメラ性能

VISION SENSING

21

２．２ シャッタレスカメラ性能

ＴＥＣレス動作時の直線性試験結果（室温をﾊﾟﾗﾒｰﾀとしたとき）ＴＥＣ（内部温調使用）動作時

二次二次補正 輝度直線性

動作環境温度範囲：－
動作環境温度範囲：－１０：－１０～＋１０～＋５０～＋５０℃
５０℃
絶対温度精度（絶対温度精度（温度再現性）：温度再現性）：±）：±１．５℃
ＮＥＴＤ：１５０TYTO 25mmレンズ使用時）
ＮＥＴＤ：１５０ｍＫ
１５０ｍＫ（JANOSｍＫ
用途：
用途：サーモグラフィ

2500

2400

2300
輝度平均値（DL)

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナー

05101520253035
40

2200

2100

2000

1900

1800

1700
1015

20253035
ターゲット温度（℃）

40

4550

室温変動時の輝度変動範囲最大：約100DL＝５℃
国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING

22

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING

234

２．２ シャッタレスカメラ性能

２．３ カメララインナップ

ＴＥＣ動作時の直線性試験結果（室温をﾊﾟﾗﾒｰﾀとしたとき）
遠赤外線カメラ
遠赤外線カメラのカメラのエントリーモデル

ＵＬＶＩＰＳ－０２１５２
０２１５２ＳＵＬＶＩＰＳ－
０２１５２Ｓ・画素数：１６０×１２０ピクセル
・素子感度：３mＶ／Ｋ
・素子ＮＥＴＤ：１２０ｍＫ以下
・ＡＤ分解能：１２ｂｉｔ
・素子ピッチ：２５μm

2次補間ｼｬｯﾀｰﾚｽ輝度直線性
2400

2300

2200
輝度平均値（DL)

監視から監視から検査から検査まで検査まで幅広まで幅広い
幅広い用途に用途に適用可能
051015202530
3540

2100

2000

1900

ＵＬＶＩＰＳ－０３１６２
０３１６２ＳＵＬＶＩＰＳ－
０３１６２Ｓ・画素数：３８４×２８８ピクセル
・素子感度：４mＶ／Ｋ
・素子ＮＥＴＤ：１２０ｍＫ以下
・ＡＤ分解能：１２ｂｉｔ
・素子ピッチ：２５μm
高感度かつ高感度かつ高分解能
かつ高分解能で高分解能で微小温度差検出に微小温度差検出に威力

1800

ＵＬＶＩＰＳ－０４１７１０４１７１Ｓ
ＵＬＶＩＰＳ－
０４１７１Ｓ・画素数：６４０×４８０ピクセル
・素子感度：５mＶ／Ｋ
・素子ＮＥＴＤ：１２０ｍＫ以下
・ＡＤ分解能：１４ｂｉｔ
・素子ピッチ：２５μm

170010152025

3035
ターゲット温度（℃）

404550室温変動時の輝度変動範囲最大：約60DL＝3℃
VISION SENSING

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナー24

２．３ カメララインナップ

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING

25

VISION SENSING

27

２．４ ＵＬＶＩＰＳシリーズの特徴

素子ピッチ
素子ピッチをピッチを小さくしながら高感度さくしながら高感度を高感度を実現した
実現した最新した最新モデル
最新モデル

ＵＬＶＩＰＳ－０４２７２
０４２７２ＳＵＬＶＩＰＳ－０４２７２
Ｓ

カメラ仕様

・画素数：６４０×４８０ピクセル
・素子感度：６mＶ／Ｋ
・素子ＮＥＴＤ：１００ｍＫ以下
・ＡＤ分解能：１４ｂｉｔ
・素子ピッチ：１７μm

出力：
出力：USB/CameraLink/NTSC
温度補正方式①シャッタレス補正
シャッタレス補正テーブル
補正テーブル方式
テーブル方式②２点間温度補正②２点間温度補正テーブル
点間温度補正テーブル方式
テーブル方式
画像補正処理：画像補正処理：欠陥画素補正/ｵｰﾄｵﾌｾｯﾄ
欠陥画素補正 ｵｰﾄｵﾌｾｯﾄ調整
ｵｰﾄｵﾌｾｯﾄ調整
デジタルズーム（デジタルズーム（ｵﾌﾟｵﾌﾟｼｮﾝ）ｼｮﾝ）
外部非同期トリガ
外部非同期トリガ対応
トリガ対応
パーシャルスキャン機能
パーシャルスキャン機能

ＱＶＧＡサイズ
ＱＶＧＡサイズのサイズの超高感度モデル
超高感度モデルＵＬＶＩＰＳ－０３２６２
０３２６２ＳＵＬＶＩＰＳ－
０３２６２Ｓ・画素数：３８４×２８８ピクセル
・素子感度：１０mＶ／Ｋ以下・素子ＮＥＴＤ：６５ｍＫ・ＡＤ分解能：１２ｂｉｔ
・素子ピッチ：２５μm

監視用途に監視用途に最適な最適なＸＧＡサイズ
ＸＧＡサイズのサイズの超高画素モデル
超高画素モデルＵＬＶＩＰＳ－０
５２５１Ｓ
ＵＬＶＩＰＳ－
０５２５１Ｓ・画素数：１０２４×７６８ピクセル
・素子感度：９mＶ／Ｋ以下・素子ＮＥＴＤ：６０ｍＫ・ＡＤ分解能：１４ｂｉｔ
・素子ピッチ：１７μm

非冷却中赤外線カメラ
非冷却中赤外線カメラ（カメラ（３～５um）
um）

Ｎｅｗ！

ＵＬＶＩＰＳ－０３１３１
０３１３１ＳＵＬＶＩＰＳ－
０３１３１Ｓ・画素数：３８４×２８８ピクセル
・素子感度：５mＶ／Ｋ
感度波長：３～１６um
・素子ＮＥＴＤ：１００ｍＫ以下
・ＡＤ分解能：１４ｂｉｔ
・素子ピッチ：３５μm

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING

26

２．５ カメラ評価キット

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナー

２．５ カメラ評価キット
評価キットでのパラメータ最適化ループ

カメラ＋レンズ＋ソフトウェアをセットにしたエントリーキット＜主な機能＞
機能＞
・温度補正テーブル
温度補正テーブル作成
テーブル作成パラメータ設定パラメータ設定

評価・ダイナミックレンジ調整
ダイナミックレンジ調整（表示ﾋ表示ﾋﾞｯﾄ選択
ｯﾄ選択）
選択）

GFID=3.525V

画像を取得し、評価を実施

VSK=5.335V・ディテクタパラメータ設定
ディテクタパラメータ設定
TINT=360MC・FPA/内部温度表示
内部温度表示FPA=55℃・静止画・静止画・動画保存）（BMP/RAW/CSV/AVI）

C容量=4pF
補正テーブル
補正テーブル作成
テーブル作成・ヒストグラム表示
ヒストグラム表示

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナー・任意座標輝度表示温度

２点間温度補正実行・ラインプロファイル表示
ラインプロファイル表示・カラムプロファイル表示
カラムプロファイル表示ｱﾌﾟ
カメラのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝにﾘｹｰｼｮﾝに最適な最適な独自LWIRカメラ
独自カメラの完成

VISION SENSING

28

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING

29

5

３．１ ULVIPS-Liteシリーズ

Contents「センサ」のように現場で使えるサーモグラフィカメラ
１

ＵＬＩＳ社ディテクタ技術概要

＜特徴＞
特徴＞
・内部に内部に温度演算機能と温度演算機能と判定機能を判定機能を搭載！
搭載！

２

・多彩な多彩なレンズラインナップ！
レンズラインナップ！

シャッタレスカメラ「ULVIPS」の概要
・小型＆）小型＆低消費電力（低消費電力（定常動作時：定常動作時：3W）・シャッタレス温度補正
シャッタレス温度補正

３

熱センサカメラ「ULVIPS-Lite」シリーズ
・DIO搭載搭載
・イーサネット出力
イーサネット出力（出力（オプション）オプション）
カメラ外観

４

会社概要
QVGA（384×288）とQQVGA（160×120）の２機種をリリース！
VISION SENSING

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナー30

３．２ 温度演算機能と判定機能

VISION SENSING

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナー31

３．２ 温度演算機能と判定機能
モニタリング中は領域内の最大・最小・平均温度を表示

シャッタレスビューワで計測領域と判定条件を設定

ｱﾗｰﾑ発生時
ｱﾗｰﾑ発生時に発生時に色が変わる

計測領域設定ｱﾗｰﾑ判定ｱﾗｰﾑ判定条件設定

計測値表示

シャッタレスビューワ画面（条件設定時）

シャッタレスビューワ画面（モニタリング中）

アラーム発生時はDIO・イーサネットで外部出力指定領域内の最大・最小・平均値を演算出力（最大８か所）
VISION SENSING

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナー32

３．２ 温度演算機能と判定機能

33

３．２ 多彩なレンズラインナップ

判定機能：絶対値およびトレンドを監視①絶対値判定VISION SENSING

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナー

広角から望遠まで幅広く対応可能②トレンド判定

機種別水平視野角一覧表

ﾚﾝｽﾞ
ﾚﾝｽﾞ焦点
距離

QVGAタイプ
QVGAタイプ(ULVIPS(ULVIPS-03162L)

f=2.7mm

１０５．
１０５．２度

６８．
６８．４度

f=5.6mm

７４．
７４．３度

３７．
３７．８度

QQVGAタイプQQVGAタイプ(ULVIPS-02152L)(ULVIPS

f=8mm

５９．
５９．０度

２７．
２７．７度

f=16mm３２．
３２．９度

１４．
１４．２度
１１．
１１．９度

f=19mm２８．
２８．０度

f=25mm

２１．
２１．６度

９．１度

f=50mm

１１．
１１．０度

４．５度

各判定で基準値を超えた時にアラームを出力する（網掛けは標準添付レンズです。変更時はオプション対応となります。）

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING

34

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING

35

6

３．３ PLCとの接続が可能

３．4 ULVIPS-Liteシリーズ仕様
カメラ仕様

外部I/Oやイーサネット経由でPLCとの接続が可能
項目

ＰＬＣでＰＬＣで高速処理！
高速処理！

シャッタレス
連続撮影！
連続撮影！

イーサネット
外部機器
制御
温度データ
アラーム出力良否判定出力ULVIPS-Liteｼﾘｰｽﾞ

PLC仕様

型式

ULVIPSULVIPS-03162L

ULVIPSULVIPS-02152L

エリア有効画素数
エリア 有効画素数

３８４×
３８４×２８８ピクセル
２８８ピクセル

１６０×
１６０×１２０ピクセル
１２０ピクセル

素子ＮＥＴＤ
素子ＮＥＴＤ

１２０ｍＫ
１２０ｍＫ

１２０ｍＫ
１２０ｍＫ

ピクセルピッチ

２５μ２５μｍ

感度波長帯域

８ ～１２μ１２μｍ

最大フレームレート
最大フレームレート

３０ ＦＰＳ

補正方式

シャッタレス補正方式
シャッタレス補正方式（補正方式（メカニカルシャッタなしメカニカルシャッタなし）なし）

温度計測範囲０ ～＋８０～＋８０℃
８０ ℃（オプションによりオプションにより最大により最大＋最大＋５００℃５００℃まで可まで可）

使用周囲温度範囲－１０～＋
１０ ～＋５０～＋５０℃
５０℃

絶対温度計測精度±３℃

電源電圧・電源電圧・電力

ＤＣ１２
ＤＣ１２Ｖ
１２Ｖ±１ Ｖ ３ W

カメラ寸法
カメラ寸法

６０Ｗ
６０ Ｗ×６０Ｈ
６０ Ｈ×６０Ｄ
６０Ｄ（f=8mmレンズ
f=8mmレンズ使用時
レンズ 使用時）使用時）

イーサネット経由でPLCに温度データやアラームを出力（判定条件設定時のみシャッタレスビューワを搭載したＰＣを接続します。）

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING

36

３．５ 熱時定数による画像ブレの補正処理

VISION SENSING

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナー37

３．５ 熱時定数による画像ブレの補正処理

受光面の熱変化応答には遅れ要素が存在する

熱時定数より早いフレームレートで動作させたときの出力

τ=40msの素子は100fpsで動作させると出力が上昇
受光面の熱が移動して63%まで減衰する時間＝熱時定数（τ）
前フレームの熱の残像に加算されていく
国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING

38

３．５ 熱時定数による画像ブレの補正処理

VISION SENSING

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナー39

３．６ 適用事例
塗装膜厚検査高速フレーム取り込み＋画像処理で影響をキャンセル！
静止状態

可視画像
膜厚 30μｍ

ﾌﾚｰﾑめ
移動中1ﾌﾚｰﾑ
ﾌﾚｰﾑ
め
移動中

20 μｍ

10μｍ

遠赤外線画像移動中2ﾌﾚｰﾑ
移動中 ﾌﾚｰﾑめ
ﾌﾚｰﾑめ

ｷｬﾝｾﾙ処理後画像ｷｬﾝｾﾙ処理後画像

膜厚30μｍと20 μｍ

膜厚20μｍと10 μｍ

ﾊﾟｰｼｬﾙｽｷｬﾝで192fpsで取り込み・移動速度500mm/s
膜厚による放射率の差異で画像輝度が変化する
国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING

40

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING

41

7

３．６ 適用事例

３．６ 適用事例
顕微鏡レンズ・・・10円玉を撮影

加熱シート検査（ﾘﾁｳﾑﾊﾞｯﾃﾘ電極材料）

×１．２５

可視画像

×２．３５

×３．１

×４

遠赤外線画像

シート上の材料温度をモニタし、乾燥状態を監視
最小分解能４．３μm/pixelが可能
国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING

42

３．６ 適用事例

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING43

VISION SENSING45

VISION SENSING

47

３．６ 適用事例

高圧電線検査（接続ｽﾘｰﾌﾞの発熱検査）

低コントラスト画像の視認性改善処理

遠赤外線画像

処理前
可視画像

処理後

遠赤外・ｽﾘｰﾌﾞ拡大

f=150mm望遠レンズ＋VGAカメラで撮影
国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING

微小輝度変化を強調して視認性改善
44

Contents

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナー４．１ 会社概要

会社名：株式会社ビジョンセンシング
設立：２００８年１２月１６日
所在地：大阪市北区与力町１－５
代表取締役：水戸 康生
資本金：３，３００万円
従業員：５名１

ＵＬＩＳ社ディテクタ技術概要

２

シャッタレスカメラ「ULVIPS」の概要

３

熱センサカメラ「ULVIPS-Lite」シリーズ

４

会社概要

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING

46

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナー8

４．２ 企業ドメイン

４．３ 事業内容「画像」「検査」「赤外線」をキーワードに事業展開

image

カメラ製造・販売＋カスタムカメラ開発・技術支援
１）遠赤外線カメラ事業①カメラ開発/設計/製造/販売（小ロットまで）

画像
画像を捕える･･･Senser
画像を加工するハードウェア･･･Platform
画像を加工する方法･･･Algorithm＜光学・基板・FPGA/ﾌｧｰﾑｳｪｱ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発＞②カメラ受託開発/設計/試作（量産支援）
inspect

infrared

検査
最先端のセンシング技術で得た画像を、高速画像処理ハードウェア上に、独自アルゴリズムを搭載して、検査システムとして提供＜技術支援/ｼｬｯﾀﾚｽ技術供与/ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ/ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ＞

２）画像処理システムの開発①遠赤外線および可視画像処理システム開発

赤外線赤外線技術を応用したシステムの開発
カメラ・光源・画像処理が一体となったシステムを提案

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナー＜ｻﾝﾌﾟﾙ評価/検査ｼｽﾃﾑ提案/処理ｽｸﾘﾌﾟﾄ開発＞②検査システムコンサルティング業務

VISION SENSING

48

４．４ カメラ開発・製造プロセス

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING

49

謝辞・ご案内＜参考文献＞
Uncooled microbolometer trade off or new figure of meritfor uncooled imager (Jean Luc Tissot 他 SPIE Vol.65424-1)「赤外線ｲﾒｰｼﾞｾﾝｻ」 木股雅章 著

カメラ製造フロー・・・ディテクタ以外は自社で設計・組立（映像情報ﾒﾃﾞｨｱ学会誌 Vol.60 No.10 2006）＜ご案内＞「赤外線フェア２０１１」に出展いたします
12月14日～15日 東京都立貿易センター
ご来場お待ちしております
http://www.optronics.co.jp/ir_fair/

ご静聴ありがとうございました。

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING

50

国際画像機器展2011
出展者セミナー
国際画像機器展
出展者セミナーVISION SENSING

51

9