2016/09/16

本日のアジェンダ（後半）1. 遠赤外線の物理特性
2. 遠赤外線センサとカメラ性能
3. 補正技術
4. 周辺技術（ﾚﾝｽﾞ･特記事項）＜休憩＞
5. 製品紹介
6. 適用事例紹介<休憩＞
7. カメラデモンストレーション
Vision Sensing Co.,Ltd.

1

2016/09/16

製品ラインナップ：ULVIPSシリーズ
従来の製品構成（画素ﾋﾟｯﾁ：17um MICRO80Lは34um）【感度】(NETD)

50mK
55mK

ULVIPS-04322S

ULVIPS-PICO384E

60mK
65mK

ULVIPS-PICO1024
70mK
75mK

ULVIPS-PICO384L

ULVIPS-04272S

100mK

ULVIPS-MICRO80L
80×80pixel【画素数】

384×288pixel

640×480pixel

2

1024×786pixel

Vision Sensing Co.,Ltd.

1

2016/09/16

ディテクタに周辺回路を内蔵→Gen2シリーズ
主流は画素ピッチ17µm・周辺回路をオンチップ化
PROPRIETARY PLATFORM

HSYNC/PSYNC PLATFORM

80 x 80

MICRO80P-044

160 x 120

UL02152-020

384 x 288

UL03262-031
UL03362-040
UL03162-028

PICO384P-049
PICO384E-043

UL03191-022

UL04272-032
UL04322-039

640 x 480

PICO640E-046

UL04171-011
UL05251-026
PICO1024E-048

1024 x 768

Vision Sensing Co.,Ltd.

3

2016/09/16

仏ＵＬＩＳ社の概要
CEA / LETI
（フランス原子力庁/電子・情報技術研究所）

SOFRADIR
Cooled infrared detector
production

1600 p
10 000 m² Clean Room

ULIS
Uncooled infrared detector
production> 120 p / 4500 m²(500 m²Clean Room)360 p / 8500 m²(1500 m²Clean Room)

4

Vision Sensing Co.,Ltd.

2

2016/09/16

製品ラインナップ：VIMシリーズ
ＶＩＭシリーズのセンサ性能（画素ﾋﾟｯﾁ：17um）【感度】(NETD)

50mK
55mK
60mK

VIM-384G2高感度

VIM-640G2高感度

VIM-384G2

VIM-640G2

65mK
70mK
75mK

100mK
【画素数】

80×80pixel

384×288pixel

640×480pixel

51024×786pixel

Vision Sensing Co.,Ltd.

2016/09/16

VIMシリーズ製品構成
ＶＩＭシリーズの製品構成（画素ﾋﾟｯﾁ：17um）
ベース型式

特徴

リリース

VIM-384M
VIM-640M

組込型のカメラモジュール
画像出力I/Fと制御ｼﾘｱﾙ通信を公開
小型で低消費電力

販売中

VIM-348C
VIM-640C

CameraLink出力
小型で低消費電力販売中

VIM-384U
VIM-640U

USB I/F出力
UVC準拠のためOSを選びません（Windows/Android/Linux等）
UVC+コマンド制御も可能

販売中

VIM-384E
VIM-640E

Ethernet 100BaseTX出力
独自UDP/IPﾌﾟﾛﾄｺﾙ（公開）で通信販売中

VIM-384N
VIM-640N

コンポジット出力（NTSC/PAL）
制御はｼﾘｱﾙ通信経由でRS232/RS422RS485選択可能

開発中

6（16年内発売予定）

Vision Sensing Co.,Ltd.

3

2016/09/16

カメラモジュール：VIM-384/640G2M
特徴
赤外線カメラの温度校正・画素バラツキ等の面倒な補正処理を内蔵
画像が温度データ出力なので、後処理が簡単組込型として簡単なパラレルデータ出力方式
国産では、最小の大きさ(VIM-384:33x33x27.5mm)
国産品のため、手続きが面倒なITAR等の輸入手続きが不要
国内での開発・製造でサポートも安心

外観写真（VIM-384）

外観図（VIM-384）
Vision Sensing Co.,Ltd.

72016/09/16

VIM-384/640G2M：仕様項目

仕様

ﾓｼﾞｭｰﾙ型番

VIM-384G2M

VIM-640G2M

カメラ画素数＆ピッチ

３８４×２８８ １７ｕｍピッチ

６４０×４８０ １７ｕｍピッチ

カメラＮＥＴＤ<80mK（カメラ周囲温度:300K, ﾚﾝｽﾞ F/1 Ge時, 対象物300K）<60mK（カメラ周囲温度:300K, ﾚﾝｽﾞ F/1 Ge時,対象物300K）

温度精度±２℃以下又は、±２％以下（放射率８０％以上）

ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ

30FPS
なし

TEC
画像出力
画像出力ｸﾛｯｸ
制御ｲﾝﾀﾌｪｰｽ
カメラ補正方式

ﾃﾞｰﾀ:14bit,Clock,FVAL,LVAL,電圧(1.2V～3.3V選択可能)
８ＭＨｚ

２０ＭＨｚ

UART ﾎﾞｰﾚｰﾄ:115,200bps, ﾃﾞｰﾀ:8bit, ﾊﾟﾘﾃｨ:Non, Stopbit:1, 電圧(1.2V～3.3V選択可能)
TEC-Less ｼｬｯﾀｰﾚｽ 外部ｼｬｯﾀ補正方式又は、TEC-Lessｼｬｯﾀ内蔵型補正（オプション）

シャッター

センサー前シャッター内蔵（オプション）

外部トリガーあり

ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝﾃｰﾌﾞﾙｲﾝﾀﾌｪｰｽｺﾈｸﾀ

１シーン（標準）、２シーンまで搭載可能
モジュール側：30RF-JMCS-G-1B-TF（日本圧着端子製造㈱）電源

DC:5V, DC3.3V, DC1.2V, DC IO用

動作・保存温度範囲
モジュール寸法重量－２５℃～５０℃（結露なきこと）
33mm×33mm×27.5mm（Lens除く）

38mm×38mm×31.5mm（Lens除く）

ＴＢＤ

ＴＢＤ

8

Vision Sensing Co.,Ltd.

4

2016/09/16

小型LWIRカメラ：VIM-384/640G2 C/U/E/N
特徴
VIM-Gen2モジュールベースの小型カメラ
Cameralink/USB/EtherNet/NTSCに対応
補正処理は、従来のシャッタレスに加えてNUC機構付もあり国産品のため、手続きが面倒なITAR等の輸入手続きが不要
国内での開発・製造でサポートも安心

外観図（VIM-384G2C）

外観写真（VIM-384G2C）

Vision Sensing Co.,Ltd.

9

2016/09/16

VIM-384/640G2カメラ：仕様
項目仕様

ﾓｼﾞｭｰﾙ型番（xxxはI/F記号）

VIM-384G2xxx

カメラ画素数＆ピッチ

３８４×２８８ １７ｕｍピッチ

６４０×４８０ １７ｕｍピッチ

カメラＮＥＴＤ<80mK（カメラ周囲温度:300K, ﾚﾝｽﾞ F/1 Ge時,対象物300K）<60mK（カメラ周囲温度:300K, ﾚﾝｽﾞ F/1 Ge時,対象物300K）

温度精度

VIM-640G2xxx±2℃以下又は、±2%以下（放射率80%以上）

最大フレームレート

30FPS

画像出力レンジ

14bit

画像出力ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ①カメラリンク ②USB ③イーサネット ④NTSC

標準レンズ
カメラ補正方式

f=13mm F/1.0

f=17mm F/1.2

TEC-Less ｼｬｯﾀｰﾚｽ 外部ｼｬｯﾀ補正方式又は、TEC-Lessｼｬｯﾀ内蔵型補正（オプション）

シャッター

センサー前シャッター内蔵（オプション）

外部トリガーあり

ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝﾃｰﾌﾞﾙ

１シーン（標準）、２シーンまで搭載可能

パーシャルスキャン

対応予定

電源DC:5V（VIM-384G2UはUSB給電動作可能）

動作・保存温度範囲
カメラ寸法（ｶﾒﾗﾘﾝｸ）
重量－２５℃～５０℃（結露なきこと）
33mm×33mm×27.5mm（Lens除く）

38mm×38mm×31.5mm（Lens除く）

ＴＢＤ

ＴＢＤ

10

Vision Sensing Co.,Ltd.

5

2016/09/16

USBカメラ：VIM-384G2ULU
USB Video Classに対応！Ｗｅｂカメラのように使える！！

可視画像

遠赤外線画像

手軽にＰＣに温度情報を取り込み可能
Vision Sensing Co.,Ltd.

11

2016/09/16

遠赤外線カメラ用レンズ
広角から望遠まで多彩な機種をご用意しております！
型式

焦点距離
Ｆ値・光学材料
ｲﾒｰｼﾞｻｰｸﾙφ

外観

型式

焦点距離
Ｆ値・光学材料
ｲﾒｰｼﾞｻｰｸﾙφ

f=100mm
OPH-V100D
F/1.0 Ge
（電動ﾌｫｰｶｽ）
φ22mm

f=6.8mm
CAL—Q068 F/1.4 GASIR
φ6.8mmf=150mm
OPH-V150D
F/1.0 Ge（電動ﾌｫｰｶｽ）φ22mm

f=8.1mm
CAL—Q081 F/1.1 GASIR
φ8.2mmf=15～100mm
OPH-15100Z
F/1.4 Ge
（電動ｽﾞｰﾑ）
φ22mm

f=13mmCAL—Q130 F/1.0 GASIR
φ8.2mmf=25～150mm
OPH-25150Z
F/1.4 Ge
（電動ｽﾞｰﾑ）
φ22mm

CAL-Q190

f=18.8mm
F/1.2 GASIR
φ12mm

f=25～225mm
OPH-25225Z
F/1.4 Ge
（電動ｽﾞｰﾑ）
φ22mm

CAL-V350

f=35mmF/1.2 GASIR
φ12mm

f=30～400mm
OPH-40300Z
F/1.5 Ge
（電動ｽﾞｰﾑ）
φ22mm

f=100mm
CAL-V1000 F/1.5 GASIR
φ20mm

12

外観

Vision Sensing Co.,Ltd.

6

2016/09/16

遠赤外線マイクロスコープ

基本構成図（エントリモデル）
13Vision Sensing Co.,Ltd.

2016/09/16

顕微鏡レンズ
高倍率でクリアな熱画像を撮影できます。
光学倍率

型式

光学分解能

視野×１

WOE-OR517um/pix

QVGA:6.5×4.9mm
VGA:10.9×8.2mm

×２．２

WOE-2R27.7um/pix

QVGA:3.0×2.2mm
VGA:4.9×3.7mm

×３

WOE-3R0

5.7um/pix

QVGA:2.2×1.6mm
VGA:3.6×2.7mm

X2.2

X3.3

X114

Vision Sensing Co.,Ltd.

7

2016/09/16

撮影例：10円硬貨

X2.35

X1.25

X4.0

X3.1
15

Vision Sensing Co.,Ltd.

2016/09/16

キャリブレーション装置
工程（下記③～⑥は無人で実行します）① カメラを装置にセットする。
② 条件を入力する（撮影対象温度範囲、環境温度範囲等）③ キャリブレーション開始• 黒体炉と恒温槽の温度を設定と画像取得を繰り返す。
• 補正テーブル群作成（＝シャッタレス補正テーブル）④ ｼｬｯﾀﾚｽ補正ﾃｰﾌﾞﾙをカメラに書き込む。
⑤ 直線性試験実施⑥ 試験レポート表示・キャリブレーション終了⑦ カメラを装置から取り出す。
16

Vision Sensing Co.,Ltd.

8

2016/09/16

装置構成
ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ窓
温度ｺﾝﾄﾛｰﾗ

ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ窓

恒温槽

標準熱源
温度ｺﾝﾄﾛｰﾗ

SSR
恒温槽（ｵﾌﾟｼｮﾝ）
標準熱源
Serialcommunication

Serialcommunication

撮影対象温度範囲が室温以下になる場合は、熱源側にも恒温槽が必要になります。（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

SerialcommunicationUSBcommunication
CameraLink
communication
制御用ＰＣ

17

Vision Sensing Co.,Ltd.

2016/09/16

装置外観

右がカメラ用恒温槽
左が熱源用恒温槽（ｵﾌﾟｼｮﾝ）18

Vision Sensing Co.,Ltd.

9

2016/09/16

本日のアジェンダ
1. 遠赤外線の物理特性
2. 遠赤外線センサとカメラ性能
3. 補正技術4. 周辺技術（ﾚﾝｽﾞ･特記事項）＜休憩＞
5. 製品紹介
6. 適用事例紹介<休憩＞
7. カメラデモンストレーション
Vision Sensing Co.,Ltd.

19

2016/09/16

夜間遠方の人検出
照明が届かない遠方の人物や車両を検出

距離：300m

距離：1000m

ＶＧＡカメラ＋f=100mm画像
20

Vision Sensing Co.,Ltd.

10

2016/09/16

樹木に隠れた人物の検出
ULVIPS-04272Sシャッタレスモード＋f=100mmレンズ

可視画像

遠赤外画像

500m先のブッシュに隠れた人物の検出が可能
21

Vision Sensing Co.,Ltd.

2016/09/16

望遠監視カメラ：PICO1024+Zoom LENSXGA:ULVIPS-PICO1024＋f=25-225ズームレンズ

テレ側（F=225mm）

ワイド側（f=25mm）

テレ側－ワイド側でテーブルを切替えて最適な画像を出力

22

Vision Sensing Co.,Ltd.

11

2016/09/16

車載ナイトビジョンカメラ
夜間歩行者の検出（QVGAカメラ）

可視画像

遠赤外線画像

ヘッドライトでは見にくい信号下の人物も確認できる

Vision Sensing Co.,Ltd.

23

2016/09/16

在籍管理
遠赤外線カメラは熱を画像化するため、室内の照明に関係なく人物を検知することができます。この特性を生かして、室内を広角レンズの遠赤外線カメラで撮像し、可視カメラとの併用で人物の特定し、在席情報を表示します。

室内画像（左：可視 右：遠赤外）
24

Vision Sensing Co.,Ltd.

12

2016/09/16

発熱者検出
サーモグラフィカメラで入場者の体表面温度を計測し、これをＰＣ上で画像処理により解析して、設定を超えた温度が生じたときにアラームを出力します。

体温計測例（左：発熱者 右：平熱者）
25

Vision Sensing Co.,Ltd.

2016/09/16

建物内壁漏水検査
サイディングボード壁の内部漏水検査

可視画像

赤外画像

壁の内部に水分があるため、太陽光による温度上昇が小さい
26

Vision Sensing Co.,Ltd.

13

2016/09/16

道路欠陥検査高速道路舗装修理箇所検出

遠赤外線画像可視画像

舗装の補修部分が鮮明に見える
Vision Sensing Co.,Ltd.

27

2016/09/16

基板発熱計測通電中の発熱を見ることで基板内の電流分布を可視化

ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨ画像

可視画像

省電力設計・安全設計に貢献

28

Vision Sensing Co.,Ltd.

14

2016/09/16

配電機器保守
設備の熱画像を取得し、通常状態と比較する。

柱上トランス

分電盤発熱検出外観ではわからない発熱異常を検出可能

Vision Sensing Co.,Ltd.

29

2016/09/16

ソーラーセルマイクロクラック
可視では見えにくい幅数ミクロンのマイクロクラック検出

良品（赤外線カメラ画像）

不良品（赤外線カメラ画像）

不良品（可視カメラ画像）
30

Vision Sensing Co.,Ltd.

15

2016/09/16

積層セラミックコンデンサ検査
内部積層面の方向がわかる

素体側面より撮影

素体上部より撮影

31

Vision Sensing Co.,Ltd.

2016/09/16

リチウムバッテリ電極材料検査
乾燥炉内部の温度を計測し、乾燥状態をモニタリング

可視画像

遠赤外線画像

塗布材料の欠落やピンホールも検出可能
32Vision Sensing Co.,Ltd.

16

2016/09/16

自動車プレス部品のクラック検査
クラック欠陥の検出

赤外画像

可視画像

加熱後の熱の伝導が変化し、高温部分として残る
33

Vision Sensing Co.,Ltd.

2016/09/16

金型温度監視鋳造前の金型温度を管理して、不良品発生を防ぐ

カメラ設置状況

遠赤外線画像金型の温度分布を監視し、異常時にアラームを出力する
34

Vision Sensing Co.,Ltd.

17

2016/09/16

ハップ剤かみ込み検査
熱透過画像で、内容物の有無がわかる

可視画像

遠赤外線画像

Vision Sensing Co.,Ltd.

35

2016/09/16

ホットメルト接着検査
ホットメルト接着塗布部の座標・面積を計測

カメラ外観

撮像例

検出画像

・熱画像を２値化し高温領域を検出
・高温領域の座標と面積を計測し、基準値と比較
・OK/NGをアラームDOより出力
36Vision Sensing Co.,Ltd.

18

2016/09/16

カメラと外部機器の接続
外部I/Oやイーサネット経由でPLCとの接続が可能温度計測
異常検知

ＰＬＣで高速処理！

イーサネット・I/O

外部機器制御温度データ
アラーム出力良否判定出力MICRO80L

PLC

簡易検査システムとして最適
Vision Sensing Co.,Ltd.

37

2016/09/16

さまざまな温度レンジの撮影
見たい温度レンジに合わせて、感度を設定可能

70℃お湯の対流境界

200℃高温蒸気の吹き出し口

ディテクタ自体の感度を制御（画像処理ではない）
ユーザーが感度を任意に設定できるツールを提供

用途に特化した独自の赤外線カメラを実現！
38

Vision Sensing Co.,Ltd.

19

2016/09/16

熱時定数のキャンセル処理
高速フレーム取り込み＋画像処理で残像をキャンセル！
静止状態

移動中1ﾌﾚｰﾑめ（目盛見えない）

移動中2ﾌﾚｰﾑめ（目盛見えない）

ｷｬﾝｾﾙ処理後画像（目盛見えている！）

ﾊﾟｰｼｬﾙｽｷｬﾝで高速移動するｱﾙﾐｽｹｰﾙ画像を取得（取込ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ：192fps・ｽｹｰﾙ移動速度500mm/s）
Vision Sensing Co.,Ltd.

39

2016/09/16

塗装膜厚検査Coating thickness

30um

20umt=30um-20um

10um

t=20um-10um

塗装厚みにより放射率が変化するため、遠赤外線画像で輝度差となって現れる

40

Vision Sensing Co.,Ltd.

20

2016/09/16

高圧電線検査Visible image

LWIR image

接続スリーブの発熱を検知して、ケーブルの劣化を検出する

Vision Sensing Co.,Ltd.

41

2016/09/16

人工衛星向け赤外線カメラ
25µmピッチＶＧＡディテクタ「UL04171」を搭載＜特徴＞
・宇宙空間でのシャッタレス動作対応
・レンズ：f=100mm F/1.4
・放射線試験（20krad）合格
・ＱＴレベル振動試験合格
・産業用ｸﾗｽの電子部品採用で低価格
カメラ外観

・基板発熱や太陽からの輻射熱を考慮して、筐体を設計
42

Vision Sensing Co.,Ltd.

21

2016/09/16

撮影画像
撮像例（打上げ３日後のファーストショット）

地上面の撮影箇所

・宇宙空間でも安定したシャッタレス画像を撮影
43

Vision Sensing Co.,Ltd.

2016/09/16

本日のアジェンダ
1. 遠赤外線の物理特性
2. 遠赤外線センサとカメラ性能
3. 補正技術
4. 周辺技術（ﾚﾝｽﾞ･特記事項）＜休憩＞
5. 製品紹介
6. 適用事例紹介<休憩＞
7. カメラデモンストレーション
44

Vision Sensing Co.,Ltd.

22

2016/09/16

評価キットソフトウェア
カメラ・レンズ開発者向けの評価テストツール＜主な機能＞
・温度補正テーブル作成（２点間温度補正）・ダイナミックレンジ調整（表示ﾋﾞｯﾄ選択）
・ディテクタパラメータ設定
・FPA/内部温度表示
・画像保存（BMP/RAW/CSV）・ヒストグラム表示
・任意座標輝度表示

Vision Sensing Co.,Ltd.

45

2016/09/16

評価キットソフトウェア
評価キットでのパラメータ最適化ループ
パラメータ設定評価

GFID=3.525V

画像を取得し、評価を実施

VSK=5.335V
TINT=360MC
FPA=55℃
C容量=4pF

補正パラメータ作成
標準熱源でパラメータを作成

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝに最適な独自LWIRカメラの完成
46

Vision Sensing Co.,Ltd.

23

2016/09/16

シャタレスビューワ
シャッタレスカメラでの温度計測・監視に最適＜主な機能＞・ダイナミクスモード設定
・カラーバー表示・デジタルズーム機能（×１、×2、×4、×８）
・温度モニタリング機能（最大/最小/平均を8領域集計）
・温度判定機能（ｱﾗｰﾑ出力）
・撮影画像ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ保存機能・モニタリングデータログ出力
・アラームメール送信機能（ｲｰｻﾈｯﾄ版のみ）

47

Vision Sensing Co.,Ltd.

2016/09/16

長時間ありがとうございました。
会社名：株式会社ビジョンセンシング
設立：2008年12月16日
所在地：大阪市北区与力町１－５
代表取締役：水戸 康生
資本金：3,300万円
従業員：12名＜下記展示会に出展いたします＞
総合検査機器展
9月28日～30日・東京ビックサイト
赤外線フェア
11月15日～17日・東京科学技術館
48

Vision Sensing Co.,Ltd.

24