標準付属品※２個入のセット販売

シューティング導子（444000010）

シューティング導子コード（444999042）

電極板（Φ3cm）
ストレートタイプ（444999002）

赤

粘着パッド 5 9cm＜銀糸製＞（4 枚 1 袋）

（ST5090）

粘着パッド導子
コード（留め具：赤）（444999043）（444999004）

電極球（Φ1cm）
ストレートタイプ（444999003）

電極板（Φ3cm）
スポンジ 2 個（444999046）

白

粘着パッド導子コード（留め具：白）ACアダプタ

電源コード（801999227）（444999044）（444999052）

リチウムイオン電池

セミハードケース（801999226）（PHV-B001）※ 本体にセットされています※ セットされています※ ケースオープン時

粘着パッド 5 5cm＜銀糸製＞（4 枚 1 袋）

ジェル

オプション

電極板（Φ3cm）
カーブタイプ

260ml（601999085）（ST5050）

1,000ml（601999084）
5,000ml（601999083）

フィジオ アクティブ ＨＶ
販売名：

フィジオ アクティブ HV

型式： PHV-1

一般的名称：低周波治療器（JMDN コード：35372000）
医療機器認証番号：227ALBZX00014000
管理医療機器（クラスⅡ）・特定保守管理医療機器

3.3 cm［使用目的、効能又は効果］経皮的に鎮痛及び筋萎縮改善に用いられる神経及び筋刺激を行うこと。

定格電源

本体：AC100V ※ バッテリー：リチウムイオン電池： DC7.4Ｖ 1,250mAh
AC アダプター：AC100 - 240V / 50 - 60Hz

15 cm

消8 cm

ＥＭＣ規格
適合品
ＥＭＣ規格について：Electromagnetic Compatibility の略で電磁両立性のこと。機器が電磁妨害を与えず、かつ受けたとしても影響を受けないことをクリアした機器が受けられる認証。本製品は JIS T
0601-1-2 に適合しています。

費電力30W（電源入力 30VA）

出 力 周 波 数1 - 200Hz

最大出力電圧300Ｖ p-p（500Ω負荷時）

本

体

寸法

W80

H33

本

体

重量310g※ バッテリー含む

総合リハビリテーション機器メーカーとして
酒井医療は1881年の創業以来、D150 (mm)スポーツ選手・団体のコンディショニングをサポートしています。

「エビデンス（ 根 拠 ）にもとづくリハ

オフィシャルサプライヤー（敬称略／50音順）

ビリテーション手法」の確立に向け・大迫傑・日本車いすバスケットボール連盟

・菊池雄星

・日本身体障害者アーチェリー連盟

・桐生祥秀

・日本ソフトボール協会

・早田ひな・日本ブラインドサッカー協会

・アルビレックス新潟

・日本ボッチャ協会て高品質、高精度なリハビリテーシ
ョン機器の開発を行っています。
本社ショールーム Tokyo Lab

・川崎ブレイブサンダース

A143 2024.05

High-Voltage Advances
to the Next Stage.
What are physio therapists asking for ?
What are the actual needs of athletic trainers who treatprofessional athletes ?
We have developed new product that answer thesequestions. It’s ‘‘ PHYSIO ACTIVE ’’ .
‘’ PHYSIO ACTIVE ’’ is battery-driven High-Voltage(150V)
device with two independent channels.

High-Voltageは新たなステージへ。
More Compact, More Impact.

フィジオセラピストが何を求めていたか。
スポーツトレーナーはどこでアスリートのコンディションケアをしなければならなかったのか。
150 V のハイパワー出力を持ち、4 時間のバッテリー駆動で、国内最小クラスの 2CH モバイル High-Voltage。
私たちがたどり着いたシンプルな答えがこのフィジオアクティブ HV にある。
原寸大 80(W) x 150(H) x 33(D)mmCompact size & High power

Pinpoint Approach to Target Areas

Suitable for Rehabilitation

Long Battery Lifeコンパクト + ハイパワーを実現した

患部を的確に捉える
シューティング導子

リハビリ現場で必要な一時停止機能

4 時間駆動バッテリーを搭載

医療現場の声を活かし、人間工学に基づいて追ADL 機能向上のリハビリテーションの屋外など、コンセントによる電源供給が求されたスティック型形状と電極は、モーターために、筋収縮の開始 / 一時停止をできない場所でも 4 時間駆動。もちろんポイントの素早い検索、及び患部への的確な手元のボタンひとつで行えます。

普段は院内で充電をしながら使用できます。

モバイル 2CH 独立 Hi-Voltage
Hi-Voltage
鎮痛

瞬間的に高電圧の電流を流すことで、皮膚max
150V

抵抗を最小限に抑え、刺激感の少ない深部+到達を可能にしたHi-Voltage電流刺激療法。
フィジオアクティブ HV は国内最小クラス-のコンパクト性とハイパワー（peak 300V）

max
150Vを実現。疼痛の軽減や治癒促進に使用できます。
波形による EMS モード（ON/+ Hi-Voltage EMS Hi-Voltage
OFF・ランプアップ・ランプダウン）も搭載。

筋萎縮改善筋力トレーニング

リハビリでの筋萎縮改善や、筋力トレーニ

rampupONアプローチを可能にします。使いやすく、疲れpeek300Vにくい操作性が効率的な治療を実現します。

AC/DC 両対応

rampdown

4 Hours of Battery Run Time

ングに使用できます。

※ 使用条件： CH1 Prog.2 、CH2 Prog.2 、粘着パッ
ド、150Ｖで同時出力（抵抗値：500Ω）※ バッテリー残量ゼロからフル充電まで約 2 時間

Pause / PlayOFF

2 Default Programs + 3 User Programs

現場で最もよく使う疼痛治療、リハビリテーションのプログラムに加え、3 つのユーザープログラムも搭載

1CH

2CH

1CH

PHYSIO VOLT

CH1

2CH

1CH

PHYSIO VOLT

2CH 独立仕様により幅広いシーンに対応

2CH

PHYSIO VOLT

CH2

治療例

CH1 側でシューティング導子を使用しProg.

1ながら、CH2 側で粘着パッドを使用しPAIN：鎮痛たり、HV による疼痛緩和治療を行い急なアクシデントによる強い痛みに対して、主に太い神経線維に作用し、ながら、EMS による筋力トレーニング痛みの伝達を遮断する、ゲートコントロールプログラムです。

を行う 2ＣＨ独立仕様で幅広い治療シーンに対応します。

Prog.

2MUSCLE：リハビリテーション

HV

筋刺激による PNF（固有受容性神経筋促通法）を行うマッサージプログラム
で、リハビリテーションや慢性時のアプローチに適しています。

周波数が変動するスウィープ波形で、粘着パッドを用いた鎮痛や、筋マッサージを行うプログラムで、ユーザーが任意に設定した 3 種類のプログラムを保存することが可能です。

フィジオアクティブ HV は 3.5 インチのタッチパネル式カラーディスプレイを採用。シンプルな画面構成と操作性で現場周波数・パルス幅・独立/同時 /交互が設定可能

ランプアップ・ランプ
ダウンを自由に設定

HV

EMS

EMS

EMS

独立

独立 / 同 時 / 交互

さらに EMS の場合、下肢の左右や体幹の筋力トレーニングなどでの出力タイミングを合わせた「同時」モード、前腕部のリハビリテーションなどでの「交互」モードも搭載。

+ 3つのユーザープログラム設定

Prog.3〜5に3つのプログラムを保存可能

HVに必要な治療プログラムを素早く引き出します。