冷却型赤外線カメラ
セレクションカタログ

株式会社ビジョンセンシング

冷却型InSbセンサを搭載した、高感度中赤外線エリアカメラです。低NETDのクリアな画像が取得可能で、夜間遠方監視に最適です。また、出力にGigE Visionも加わり可搬性が向上しました。
＜特徴＞
・有効画素数：640×512ピクセル
・素子ピッチ：15μｍ
・感度波長域：1.5～5.4μｍ
・最大フレームレート：30fps＜用途＞
・夜間遠方監視・ガス検知・高精度温度計測
・追尾システムシーカー

同左

TV局ビル f=35mm時

ズームf=690mm時

カメラ外観
f=35-690mmレンズ装着時

カメラ仕様
項

目

仕センサ

様

InSbアレイセンサ（量子型コールドシールド：F/4）

エリア有効画素数

640 × 512ピクセル

ピクセルピッチ

15μm/pixel（受光面サイズ：9.6mm×7.68mm）

感度波長帯域

1.5 ～ 5.4 μｍ（フィルタ選択可能）

フレームレート・AD分解能

30fps・13bit

センサNETD

20mK以下冷却システムスターリングクーラー（K508N

MTTF＞17,000時間 注１）

画像出力インタフェース

SDI、またはGigE Vision出力（Gigabit Ethernet）

制御用インタフェース

シリアル通信、またはPleora社ebusSDK経由の仮想シリアルコマンド制御

電源

電圧：DC 12V

使用温度

-30 ～ +50℃（結露なきこと）

保存温度-30 ～ +50℃（結露なきこと）

レンズ

各種レンズに対応いたします。

外部トリガ機能

フレーム同期・非同期トリガ撮像可能

寸法

W210mm × H210mm × D436mm（レンズ含む）

注１）MTTFは平均故障時間であり、動作寿命を保証するものではありません。弊社では2年ごとの保守交換を推奨しております。
100

QE [%]

8060

40

2001000

2000

3000

4000

5000

6000

wavelength [nm]感度波長特性

カメラ外観図2

冷却型XBnセンサを搭載した、高感度中赤外線エリアカメラです。SXGAフォーマットの高精細画像で、望遠レンズとの組合わせで夜間遠方監視に最適です。
＜特徴＞
・有効画素数：1280×1024ピクセル
・素子ピッチ：1０μｍ
・感度波長域：3.6～4.15μｍ・最大フレームレート：30fps＜用途＞
・夜間高解像度監視
・ガス検知・高精度温度計測
・追尾システムシーカー

カメラ外観
f=72-900mmレンズ装着時
あべのハルカス f=72mm時

同左

東六甲展望台よりあべのハルカスを撮影
距離：約25km

ズームf=900mm時

カメラ仕様
項目センサ

仕様

XBnアレイセンサ（量子型コールドシールド：F/4）

エリア有効画素数

1280 × 1024 ピクセル

ピクセルピッチ

10μm/pixel（受光面サイズ：12.8mm×10.24mm）

感度波長帯域

3.6 ～ 4.15μm

フレームレート・AD分解能

30fps・12bit

センサNETD

25mK以下冷却システムスターリングクーラー（K508N

MTTF＞17,000時間 注１）

画像出力インタフェース

HD-SDI

制御用インタフェース

イーサネット(Ethernet)経由のシリアル通信

電源

電圧：DC 24V

使用温度

-20 ～ +65℃（結露なきこと）

保存温度-30 ～ +60℃（結露なきこと）レンズ

各種レンズに対応いたします。

寸法

W286mm × H286mm × D618mm（レンズ含む）

注１）MTTFは平均故障時間であり、動作寿命を保証するものではありません。弊社では2年ごとの保守交換を推奨しております。

感度波長特性

カメラ外観図3

冷却型T2SLセンサを搭載した、高感度遠赤外線エリアカメラです。低NETDのクリアな画像が取得可能で、夜間遠方監視や高精度温度計測に最適です。また、出力にUSB3 Visionを採用し、可搬性が向上しました。
＜特徴＞
・有効画素数：640×512ピクセル
・素子ピッチ：15μｍ
・感度波長域：7.8～9.3μｍ・最大フレームレート：30fps＜用途＞
・夜間高解像度監視
・高精度サーモカメラ
・ガス検知

カメラ外観

夜間ビル f=25mmレンズ

カメラ仕様
項

目
センサ

仕様

T2SLアレイセンサ（量子型コールドシールド：F/2.7）

エリア有効画素数

640 × 512ピクセル

ピクセルピッチ

15μm/pixel（受光面サイズ：9.6mm×7.68mm）

感度波長帯域7.8 ～ 9.3 μm

フレームレート・AD分解能

30fps・13bit

センサNETD

15mK以下冷却システムスターリングクーラー（K548N

MTTF＞13,200時間 注１）

画像出力インタフェース

USB3 Vision出力

制御用インタフェース

Pleora社ebusSDK経由の仮想シリアルコマンド制御

電源

電圧：DC 24V

使用温度

-15 ～ +50℃（結露なきこと）

保存温度-40 ～ +70℃（結露なきこと）

レンズ

各種レンズに対応いたします。

外部トリガ機能

フレーム同期・非同期トリガ撮像可能

寸法

W152mm × H220mm × D270mm

注１）MTTFは平均故障時間であり、動作寿命を保証するものではありません。弊社では定期的にクーラーの交換を推奨しております。

カメラ外観図4

中赤外線カメラに適した、望遠ズームレンズのラインナップを下記いたします。
これ以外にも、固定焦点レンズなど多様なラインアップをそろえておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

型式

焦点距離

LZOPH19_200-400

水平視野角（度）F値WFOVNFOV

19－200ｍｍ

4.0２９．７２.８

LZOPH15_300-400

15－300ｍｍ

4.0３５．１

１.８

LZOPH21_420-400

21－420ｍｍ

4.0２５．１１.３

LZOPH35_690-400

35－690ｍｍ

4.0１５．２０.８

LZOPH72_900-400

72－900ｍｍ

4.0７.３

０.６5

レンズ外観

画像例1（MIR640PL）

着陸後の飛行機

飛行機エンジン周辺

画像例2（MIR1280BB）

約40km先の関西空港

約40km先の湾岸(ヘリ)望遠（f=900mm）飛行機が見えています

広角（f=72mm）

広角（f=72mm）

望遠（f=900mm）※MIR1280BBは東六甲展望台より撮影

6アプリケーションソフトウェア
弊社では、カメラの画像を表示・保存できるアプリケーションとして「シャッタレスビューワ」をご用意しております。
このソフトウェアは、カメラを接続すれば、リアルタイムで画像を表示・保存できます。また、カメラを接続しないでローカルモードで起動すると、保存したRAWデータを表示するビューワとしてもお使いいただけます。
また、複数台のカメラを同期させて画像を記録できる「マルチビューワ」や、RAWファイルを弊社独自のdumpフォーマットで保存・再生が可能な「ストリームダンパー」もございます。標準ソフト以外に必要な機能も、カスタム対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

シャッタレスビューワ＜主な機能＞・ダイナミクスモード設定（ダイナミックレンジ/オフセット設定/オートオフセット）・カラーバー表示（カラーテーブル切替、上下限温度設定）
・デジタルズーム機能（×１、×2、×4、×８）
・温度モニタリング機能（最大/最小/平均を8領域集計）
・温度判定機能（アラーム出力）
・撮影画像サンプリング保存機能（保存間隔/時間指定、RAW/BMP/CSV形式対応）
・動画保存機能（AVI形式）
・モニタリングデータログ出力（CSV形式）
・画像インターフェース：USB接続、Ethernet接続、CameraLink接続(DALSAグラバーまたはPleora)・アラームメール送信機能

マルチビューワ＜主な機能＞・ダイナミクスモード設定（ダイナミックレンジ/オフセット設定/オートオフセット）・カメラ複数台接続処理
・カメラ同期処理
・撮影画像サンプリング保存機能（弊社独自フォーマット：dump形式にて保存）
・動画保存機能（AVI/MP4形式）
・ポイント温度表示

7

＜会社概要＞・設立：

2008年 12月 16日

・資本金：

３，３００万円

・役員：

代表取締役

・事業内容：

遠赤外線カメラ含む各種カメラの開発・設計・製造

水戸 康生

画像処理システムの開発・設計・製造
画像認識アルゴリズム開発・設計

大阪本社

ビル外観

地下鉄南森町・JR大阪天満宮より徒歩7分

東京事務所

ビル外観

JR五反田より徒歩7分・東急大崎広小路より徒歩5分

株式会社ビジョンセンシング＜大阪本社＞〒530-0036

大阪市北区与力町1番5号
与力町パークビル５F
TEL：06-4800-0151
FAX ：06-4800-0152
URL ：https://www.vision-sensing.jp＜東京事務所＞〒141-0031
東京都品川区西五反田7-13-5
DK五反田ビル4F
本書に記載の仕様は、予告なしに変更することがあります。ご了承ください。
8

Ver3.022023/10/24