前回の問題の解説

・ガラス電極 ｐＨメーター

E3Ag AgCl(s), 0.1 M HClガラス膜溶液KCl溶液, Hg2Cl2 Hg
E1 = E0 +RT/(nF) log [Ag+][Cl-]E2

E4 = E0 +RT/(nF) log [Hg2+][Cl-]2

V
電位差計
電位差計

H+に依存して変化する部分
一定部分

Hg/Hg2Cl2

表面はマイナス多SiOH

SiO－＋ H＋

無電荷

マイナス

表面は無電荷化

電位差が生じる+H

基礎電気化学（11）~溶解度積，電極電位の測定実験~

2010-12-6

・溶解度積K = [Ag+][Cl-]/[AgCl(固)][Ag+][Cl-] = K[AgCl(固)] = Ksp
Ksp : 溶解度積

AgCl や BaSO4 な どは。水に溶けにくい塩である が ，わずかに水に溶ける。

-+イオン++⇄---+ + +沈殿+ - + - + - +- +-+ - -+ +AgCl (固) ⇄ Ag+ + Cl-の溶解平衡

練習問題 5-1Ag2SO4の溶解度は1.4 x 10-2 mol/Lである。
Ag2SO4の溶解度積を計算せよ。
Ag2SO4 の反応式はAg2SO4 ⇄ 2Ag+ + SO421.4 x 10-2 mol のAg2SO4 が電離すると2.8 x 10-2 molのAg+と1.4 x 10-2 molのSO42-が出来る。
ゆえに，

Ksp = [Ag+]2[SO42-] = (2.8 x 10-2)2 x (1.4 x 10-2)= 1.1 x 10-5 (mol/L)3

練習問題 5-2
炭酸カルシウムの溶解度積は，Ksp=3.6 x 10-5(mol/L)2 である。炭酸カルシウムの水100 gへの溶解度（ｇ）を計算せよ。炭酸カルシウムの式量100.0

CaCO3 ⇄ Ca2+ + CO32-の反応において，[Ca2+][CO32-] = 3.6 x 10-5 (mol/L)2であるので，[Ca2+] = [CO32-] = √(3.6 x 10-5)= 6.0 x 10-3 (mol/L)

練習問題 5-3Fe2+, Pb2+, Cu2+, Zn2+をそれぞれ0.1 mol/Lを含む水溶液がある。これに硫化水素を通じたとき，沈殿するのはどれか。
ただし，硫化水素ガスを吹き込んだ時の水溶液中におけるS2- の濃度は，1.0 x 10-22 mol/Lであり，硫化物の溶解度積(mol/L)2は，FeS: 5.0 x 10-18, PbS: 3.6 x 10-28, CuS: 6.5 x 10-30,ZnS: 2.1 x 10-18とする。

各水溶液の金属イオンの濃度0.1 mol/Lと硫化物イオン[S2-]との積は0.1 mol/L x 1.0 x 10-22 mol/L = 1.0 x 10-23 (mol/L)2
この積が硫化物の溶解度積より大きい場合は沈殿し，小さい場合は沈殿しない。
FeS: 5.0 x 10-18 > 1.0 x 10-23 沈殿しない
PbS: 3.6 x 10-28 < 1.0 x 10-23 沈殿する
CuS: 6.5 x 10-30 < 1.0 x 10-23 沈殿する
ZnS: 2.1 x 10-18 > 1.0 x 10-23 沈殿しない

学生実験
・物質生命化学実験Ｉ，ＩＩ
物理化学系
I-5 電気分解
I-6 電気伝導度と電離平衡
II-2 緩衝溶液
無機化学系
II-2電位差滴定
・物質生命化学専修実験物理化学系
1. 電極電位
無機化学系
7.無電解銅めっき

・電極電位の測定[目的]
硫酸銅水溶液中に浸されている銅電極の電位を，Cu2+イオンの濃度を変えて測定し，銅の標準電極電位および各濃度における硫酸銅の活量係数を求める。
[理論]
金属Ｍの板をその金属イオンのMn+を含む溶液を浸すと，Mn+ (溶液) + ne- ⇄ M (金属)のように電子の授受反応が起こり，溶液と電極との間に一定の電位差を生じて平衡に達する。

M
Mn+ ⇄ neMn+ ⇄ ne-このMの電位と溶液中のMn+ イオンの活量(a)との関係はネルンストの式で示される。
E = E 0 + RT/(nF) · ln a(Mn+) (E 0 : 標準電極電位）(1)

また，モル濃度Cと活量には以下の関係があるのでので，a= yC(2)

式(1)は以下のように表される。

E = E0 + RT/(nF) · ln y + RT/(nF) · ln C (Mn+)(3)E1 = E0 + RT/(nF) · ln y1 + RT/(nF) · ln C1 (Mn+)(4)

E2 = E0 + RT/(nF) · ln y2 + RT/(nF) · ln C2 (Mn+)(5)

E2-E1 = E0+RT/(nF)·ln(y2/y1)+RT/(nF)·ln(C2(Mn+)/C1(Mn+)) (6)0.001 mol/L硫酸銅溶液のｙの値が0.740であるとすると，(6)式より各濃度における活量係数を求めることができる。

a (活量) = γ （活量係数）ｘ m（分析濃度）
活量係数は熱力学的な濃度である活量と分析濃度との間の違いを示す尺度である。無限希釈溶液では，活量係数はγ →1
電解質溶液においては，電解質のカチオンとアニオンへの解離によって溶液が作られる。そのため個々のイオンの活量を分離して測定することが出来ない。そこでカチオンの活量をa+, アニオンの活量をa-で表し，イオンの平均活量をa±として定義する。

a = a+a- = a±2
Bν+Aν- → v+B+ + v-A- においては，a = a+ν+a-ν- = a±(ν+ + ν-)
r± = a±/m±= a±/m(ν+ν+ ν-ν- )1/ν ν= ν+ + ν(詳しい導入は教科書参照p.130)2イオン強度 I = 1/2∑(mizi )ここでmiは i 番目のイオン種の重量モル濃度，zi はそのイオン種の価数であって，すべてのイオン種について行う。

Debye-Huckelの極限則
Logγ ± = 0.5091 z+z-√I
この式は，0.01 mol/Lより低い濃度の溶液では実験結果に良く合う。

電極電位の測定法？（１）電極電位＝電子のエネル
ギーレベル

MMn+ ⇄ neMn+ ⇄ ne-

V
電極電位＝電子のエネル
ギーレベル

MMn+ ⇄ neMn+ ⇄ ne-N
電位差

Nn+ ⇄ neNn+ ⇄ ne-

我々は電極電位の差しか測定できない。

テキスト 物理化学 p.145

V
電極電位＝電子のエネル
ギーレベル

Pt

M

Mn+ ⇄ neMn+ ⇄ ne-

電位差H+ ⇄ e+ + 2e- ⇄ H
2H
2H+ ⇄ e1 M H+１atm H2電極電位： 0 V

水素標準電極

参照電極(1) 銀－塩化銀電極
AgCl + e- ⇄ Ag + Cl-

E = E 0 + RT/(nF) ln ([AgCl]/([Ag][Cl-]))= E 0 –RT/(nF) ln[Cl-]銀－塩化銀電極（飽和KCl）の電極電位は+0.199V(vs. 水素標準電極、25℃)である。

+銅電極

銀/塩化銀電極

0.1 0.1990.299

水素基準電極0-参照電極(2) カロメル電極
1/2Hg2Cl2 + e- ⇄ Hg + Cl-

E = E 0 + RT/(nF) ln ([Hg2Cl2]/([Hg]2[Cl-]2))= E 0 –RT/(nF) ln[Cl-]飽和カロメル電極の電極電位は、+0.244V(vs.水素標準電極、25℃)である。

Hg
Hg2Cl2+銅電極

カロメル電極0.05 0.244

0.299

水素基準電極0-電気伝導度の測定法？
・ホイートストーンブリッジ(直流）あるいは コールラウシュブリッジ（交流）
既知抵抗2

被検セル

b／a＝X／r

X = r · b／a

既知抵抗1

可変抵抗

可変抵抗を変えて，検流計がゼロを示す点を見つける。

電子

電子伝導正極イオン伝導
電解質水溶液イオンを含む溶液

電子伝導負極抵抗 R = ρ x (l/A) （２）ρ : 抵抗率 (物質固有の値）

面積:A

長さ：lκ : 伝導率 (物質固有の値）= 1/ρ （３）κ = //(RA) = 容器定数/Ｒ（4）κ が既に分かっているKＣｌの溶液を用いる。

・コールラウシュブリッジ（交流）b／a＝X／r ??
V1V3

被検セル

既知抵抗2

V1 = V2

既知抵抗1
V2

二つの点の電位は同じ
電流ゼロ

V3 = V4可変抵抗
V4可変抵抗を変えて，検流計がゼロを示す点を見つける。

i1 = i3i1i2i2 = i4i3i4

V1 = i1 x b
V2 = i2 x a
V3 = i3 x X
V4 = i4 x r

i1 = i3i3i1V1V2i2i2 = i4V3V4i4

オームの法則 V = I · R をすべての抵抗について考えると

すべての関係式を整理すると，

V1 = V2V3 = V4

i1 = i3
i2 = i4

V1 = i1 x b
V2 = i2 x a
V3 = i3 x X
V4 = i4 x r

X = r · b／a

電極電位の電位差（電圧）の測定法？
I x r1 = Es
I x r2 = Ex

抵抗R
基準電池
検流計

Ex = Es x r2 / r1

被検セル

1. スイッチSを基準電池側に切り替え，検流計Ｇの電流がゼロになるようにP1の位置を変える。
2. 次にスイッチSを被検セル側に変え，電流値がゼロになる点を探す。

小テスト１1
コールラウシュブリッジにおける被検セルの抵抗(X)を求めるための式がX = r · (b/a)であることを説明せよ。詳しい式の導出過程を書いて説明すること。