Z-Plus

Z-PlusSPECIFICATIONS
レーザーゾーン用トランスミッター
レーザーゾーン用トランスミッター
LZ-S5（固定局）
LZ-T5（ネットワーク型RTK観測用）
タイプ
GGDー
チャンネル数226chーGPS L1○ーGPS L2○ー
GLONASS L1○ー
GLONASS L2○ーBluetooth ( 規格 )○ (V2.1 + EDR + Class1)○ (V2.1 + EDR + Class1)
300m（RTK 通信時）、10m（コントローラー通信時） 10m（コントローラー通信時）
使用範囲
受信信号 GPS
L1 C/A,L1,L2P(Y),L2,L2C コード及びキャリア ー
GLONASS L1 C/A,L1P,L2 C/A,L2P コード及びキャリアー
精度（再現性）ーー
データ更新間隔10Hzー
RTK データフォーマット ーー
レーザー使用範囲 ( 半径 ) ± 10°(5~30m)、± 5m(30~300m)± 10°(5~30m)、± 5m(30~300m)
レーザークラス
クラス１
クラス１
レーザーチャンネル数 4ch
4ch
回転数600rpm600rpm
自動整準範囲
± 3°
± 3°
レベリング
自動自動
寸法
W232 × D192 × H280 mm
W232 × D192 × H280 mm
質量4.3 Kg ( バッテリー含む )4.3 Kg ( バッテリー含む )電源
BT-67Q
BT-67Q
使用時間
8 時間
18 時間
動作温度範囲-20℃～ +50℃
-20℃～ +50℃
保存温度範囲-30℃～ +60℃
-30℃～ +60℃
耐水性及び耐じん性
JIS C0920 保護等級 IP66 に準拠
JIS C0920 保護等級 IP66 に準拠
接続数
同時に 3 移動局まで接続可能
ー
国土地理院登録
1 級 GNSS 測量機ー
製品名

レーザーゾーン用受光センサー
LZ-R5（移動局）
GGD
226ch
○○○○○ (V2.1 + EDR + Class1)
300m（RTK 通信時）、10m（コントローラー通信時）
L1 C/A,L1,L2P(Y),L2,L2C コード及びキャリア
L1 C/A,L1P,L2 C/A,L2P コード及びキャリア
垂直 10″※
10Hz
RTCM SC104 v3.xーー4chーーー
W147 × D149 × H231 mm
1.4 Kg ( バッテリー含む )
BDC70
8 時間
-20℃～ +50℃
-30℃～ +60℃
JIS C0920 保護等級 IP66 に準拠
1 固定局と接続（固定局の切替可能）
1 級 GNSS 測量機

Z-PlusGNSS Level※：もやが無く視程が約 40km、曇っていてかげろうがない状態。

LZ-S5 標準構成品※1
LZ-S5 本体
バッテリー (BT-67Q)
バッテリーホルダー (DB-76C)
AC/DC コンバータ (AD-11A)
気泡管調整用レンチ格納ケース
取扱説明書
保証書
アドレスカード

111111111

LZ-T5（ネットワーク型RTK観測用）標準構成品※2

LZ-R5 標準構成品

LZ-T5 本体
バッテリー (BT-67Q)
バッテリーホルダー (DB-76C)
AC/DC コンバータ (AD-11A)
気泡管調整用レンチ
格納ケース
取扱説明書
保証書
アドレスカード

LZ-R5 本体
バッテリー (BDC70)
充電器 (CDC68A)
電源ケーブル（EDC113)
格納ケース
取扱説明書
保証書
アドレスカード

11111111111111111

商 品 に 関 するお 問 い 合 わ せトプコン測量機器コールセンター
ホームページ

登録番号：KT-170034-A• トータルステーション同等の高さ精度を実現！

● Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
● その他カタログ記載の製品名等は各社の商標または登録商標です。
● カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
● カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。
注意0120-54-1199（フリーダイヤル）

受付時間9:00～17:35（土・日・祝日・トプコン休業日は除く）

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ご用命は名古屋営業所• 安心の耐環境性能 IP66

高さ補完機能付き RTK-GNSS 測量機『RTK-GNSS を用いた出来形管理要領（土工編）（案）』に対応

本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672
東京営業所• 業界初！画期的な１点後方交会（LZ-S5）

登録番号：KT-170034-A

http://www.topcon.co.jp

仙台営業所• 簡単セットアップ（LZ-S5）

3Dテクノロジーを用いた計測及び誘導システム

本社 営業本部 スマートインフラ営業部〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1
TEL (03)3558-2948 FAX(03)3558-2654

札幌営業所

及び誘導システム• ネットワーク型 RTK 観測にも対応（LZ-T5）※ 1：RTK 観測を行うには、コントローラーとアプリケーションソフトウェアが必要となります。
※ 2：ネットワーク型 RTK 観測を行うには、コントローラーとアプリケーションソフトウェア及び Wi-Fi テザリング可能なスマートフォン等が必要となります。

詳しい情報はこちらからどうぞ！

GNSSレベル3Dテクノロジーを用いた計測
高さ補完機能付きGNSS受信機

大阪営業所〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)3965-5491

福岡営業所

FAX (03)3969-0275©2017

Printed in Japan 2017 12-10 P-188-3

土木の全ての工程で活躍する GNSS！

Z-Plus

独自の LAZER ZONETM テクノロジーで高精度な高さを実現した RTK-GNSS！
卓越したユーザーインターフェイス

起工測量
トラバー点設置 / 中心杭設置 / 現況測量
逃杭設置 / 幅杭設置 / 縦断測量 / 横断測量

レーザーゾーン用トランスミッター LZ-S5（固定局）/LZ-T5

施工管理

226 チャンネル
2 周波 GNSS 受信機(LZ-S5、LZ-R5）

出来形計測 / 丁張り設置 / 沈下計測

完成検査

レーザーゾーン用受光センサー LZ-R5（移動局）

LED 表示部

ゾーンレーザー発光部

ゾーンレーザー
受光センサー

Bluetooth

RTK-GNSS を用いた出来形管理要領（試行案）（土工編）に対応予定

操作部

バッテリー
（着脱式 / ランチャージ可能）

バッテリー（着脱式）※ LZ-T5 は GNSS 受信機能が無いため LED 表示部が異なります。

簡単セットアップ（LZ-S5）

トータルステーション同等の高さ精度を実現！
LAZER ZONE
テクノロジーで高さを補完！
TM

簡単に 3 次元座標が求められる GNSSを高さ精度が要求される土木作業に対応させるため独自のレーザーゾーン技術を開発しました。ゾーンレーザーの補完
範囲内では GNSS の手軽さで高精度な高さ精度を持った座標が得られます。

フィールドで実証された安定した高さ再現性と置いてポンッ と設置

ピッ と押して固定局を設置

電源をオン面倒な操作は必要ありません。簡単手順
でスムーズに観測作業に入れます。

パッ と測定大型長脚で固定局を設置し、200m 先の移動局での安定性を検証。振動・風の影響を受けやすい厳しい条件にもかかわらず、長時間安定した高さ精度が得られました。

高さ精度比較

基準点を測定固定局設定完了

作業開始！

自動整準機能（LZ-S5/LZ-T5）

基準点± 3°範囲の自動整準機能が搭載されているので、回転レーザー感覚で設置が可能です。作業中も自動整準機能が働いているので、常に整準状態を保ちます。

(LZ-S5)

任意点●ゾーンレーザー未受光時

業界初！画期的な 1 点後方交会！（LZ-S5）●ゾーンレーザー受光時

広いエリアをカバーする
ゾーンレーザー

ゾーンレーザーは高さ10m、半径 300mの範囲で高さ補完データを照射します。
レーザーに高さの幅を持たせることで土木現場の高さ変化を気にせず作業が行えます。

基準点

複数台同時使用で作業効率 UP

固定局 1 台につき、移動局 3 台までを同時接続して使用可能です。また固定局は最大 4 台まで同時使用が可能です。
最 大 直 径 2,400m、 最 大 高 低 差 40mまでの広大な現場にも対応できます。

GNSS 固定局は基準点に設置する慣例を一新。トータルステーションと同様に任意点への設置が可能になりました。この機能により、現場の状況に応じた固定局設置がおこなえます。更に、基準点を 1点測ると固定局座標を計算、最低 2 点の観測が必要なトータルステーションの後方交会より作業がスムーズです。しかも、一人で作業がおこなえます。

ネットワーク型 RTK 観測にも対応 (LZ-T5)

基準局

データコレクタ
FC-500Wi-Fi

スマートフォン

LZ-T5 と LZ-R5 および Wi-Fi テザリング
可能なスマートフォンなどを使用することにより、導入コストを抑え、高さ補完されたネットワーク型 RTK 観測を行うこともできます。※※補正データの配信は株式会社ジェノバの「高精度 GNSS 補正情報配信サービス」のご利用を推奨します。