タッチパネルプログラムコントローラ

PCT-200
取扱説明書

2

はじめに
このたびは，タッチパネルプログラムコントローラ[PCT-200](以下，本器)をお買い上げ頂きまして，
まことにありがとうございました。
この取扱説明書(以下，本書)は，本器の概要，機能および操作方法について説明したものです。
取り付け，配線などにつきましては，各機器に付属されている取扱説明書を必ずお読みください。
本書および各機器の取扱説明書をよくお読み頂き，十分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。
また，誤った取扱いなどによる事故防止の為，本書および各機器の取扱説明書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に，確実に届けられるようお取り計らいください。
本書の本文，図および表の中では，用語を以下のような略語で記述しています。
略語
用語
PV
現在値(PV)
SV
目標値(SV)MV
出力操作量(MV)AT
オートチューニング(AT)ご注意
・本器は，記載された仕様範囲内で使用してください。
仕様範囲外で使用した場合，火災または本器の故障の原因になります。
・本書および各機器の取扱説明書に記載されている警告事項，注意事項を必ず守ってください。
これらの警告事項，注意事項を守らなかった場合，重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
・本書および各機器の取扱説明書の記載内容は，将来予告なしに変更することがあります。
・本書および各機器の取扱説明書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら，お手数ですが裏表紙記載の弊社営業所または出張所までご連絡ください。
・使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
・本書および各機器の取扱説明書の記載内容の一部または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。
・本器を運用した結果の影響による損害，弊社において予測不可能な本器の欠陥による損害，その他すべての間接的損害について，いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)
安全上のご注意では，安全注意事項のランクを“警告，注意”として区分しています。
なお， 注 意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので，記載している事柄は必ず守ってください。

警 告

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，人命や重大な傷害にかかわる事
故の起こる可能性が想定される場合。

注 意

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および機器損傷の発生が想定される場合。

3

警告
・感電および火災防止の為，弊社のサービスマン以外は各機器の内部に触れないでください。
・感電，火災事故および機器故障防止の為，部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。

安全に関するご注意
・正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず本書および各機器の取扱説明書をよくお読みください。
・本器は，産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。
代理店または弊社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。)
・本器の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。
また，定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。
・本書および各機器の取扱説明書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
本書および各機器の取扱説明書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

輸出貿易管理令に関するご注意
大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

4概 要
本書は株式会社デジタル製タッチパネル(LT3300)と温度調節モジュール(WCL-13A)を使用したプログラ
ムコントローラについての取扱説明書です。

目 次
1. はじめに ……………………………………………………………………………………………… 6
2. 外形寸法図 (単位: mm) ……………………………………………………………………………… 7
3. 結線図 ………………………………………………………………………………………………… 9
4. 通信設定 ……………………………………………………………………………………………… 9
5. パターンデータの作成 ……………………………………………………………………………… 10
5.1 USB メモリ ……………………………………………………………………………………… 10
5.2 CSV ファイルの編集 …………………………………………………………………………… 10
5.3 アプリケーションソフト ……………………………………………………………………… 12
5.3.1 バイナリファイルへの変換 ……………………………………………………………… 12
5.3.2 CSV ファイルへの変換 …………………………………………………………………… 13
6. タッチパネルモニタの画面説明 …………………………………………………………………… 14
6.1 画面構成 ………………………………………………………………………………………… 14
6.2 オープニング画面 ……………………………………………………………………………… 16
6.2.1 表示言語 …………………………………………………………………………………… 16
6.2.2 WCL-13A 仕様変更画面 ………………………………………………………………… 17
6.2.3 画面切替メニューウィンドウ …………………………………………………………… 17
6.3 運転操作 ………………………………………………………………………………………… 18
6.4 運転モニタ ……………………………………………………………………………………… 19
6.5 プログラム設定 ………………………………………………………………………………… 20
6.5.1 温度，時間の設定 ………………………………………………………………………… 20
6.5.2 PID，ウエイト，警報の設定 …………………………………………………………… 21
6.5.3 タイムシグナルの設定 …………………………………………………………………… 22
6.6 ブロック設定 …………………………………………………………………………………… 23
6.6.1 PID ブロック設定 ………………………………………………………………………… 23
6.6.2 タイムシグナルブロック設定 …………………………………………………………… 23
6.6.3 ウエイトブロック設定 …………………………………………………………………… 24
6.6.4 警報ブロック設定 ………………………………………………………………………… 24
6.7 エンジニアリング設定 ………………………………………………………………………… 25
6.8 設定ロック選択・停電復帰選択 ……………………………………………………………… 26
6.9 ゾーン制御機能 ………………………………………………………………………………… 27
6.9.1 SV バイアス設定 ………………………………………………………………………… 27
6.9.2 一括運転モニタ …………………………………………………………………………… 27
6.10 パターン選択と USB 管理………………………………………………………………………28
7. ロギング機能について ……………………………………………………………………………… 29

5

1. はじめにご注文のセット内容をご確認ください。
形名
PCT-20温度調節モジュール
制御出力

-

-

1～9

WCL-13A 接続台数
リレー接点出力 WCL-13A-RA/MM PCT

R
S
A

温度調節モジュール用
ソケット

1
2

無接点電圧出力 WCL-13A-SA/MM PCT
直流電流出力WCL-13A-AA/MM PCT
フィンガープロテクト付き，丸端子使用不可 ASK-001-1
丸端子対応 ASK-002-1

セット内容
形名
LT3300-S1-D24-K
WCL-13A-RA/MM PCT
温度調節モジュール ※1
WCL-13A-SA/MM PCT
WCL-13A-AA/MM PCT
タッチパネル-WCL-13A 接続ケーブル
CWD-C5
WCL-13A -WCL-13A 接続ケーブル
CDD
スイッチングパワーサプライ 24V DC
PS3X-D24AFG
USB前面取付ケーブル
CA5-USBEXT-01
EXモジュール
EXM-DDO16UK
MILソケットコネクタハーネス
HIFS-SY-SB-20-5
USBメモリ
U3C-HP16G
ASK-001-1
ソケット ※1
ASK-002-1※1: いずれか指定。数量が複数の場合，仕様は同じものに限る。
※2: WCL-13A の機器番号設定を，1～接続台数に設定する。
※3: WCL-13A の数量が複数の場合，必要数量を付属する。
タッチパネル

数量
1
1～9 ※2
1
※3
1
1
1
1
1
※3

構成イメージ
WCL-13A を複数台接続する場合は，付属のケーブル
CDD にて配線してください。
詳細は，WCL-13A 取扱説明書をご参照ください。

EX モジュールは背面へ装着

6

2. 外形寸法図(単位: mm)
タッチパネル
パネルカット寸法
パネル厚さ: 1.6～5.0mm

スイッチングパワーサプライ

7

USB前面取付ケーブル

パネルカット寸法(A)のパネルカットをお勧めします。(B)のパネルカットでも使用可能ですが，ネジの緩みや防水効果が得られない場合があります。
(A)

(B)

温度調節モジュール WCL-13A-□A/MM PCT

タッチパネル - WCL-13A 接続ケーブル CWD-C5

WCL-13A - WCL-13A 接続ケーブル CDD

83. 結線図
株式会社デジタル製タッチパネル(LT3300)
DIO コネクタ
ピンコネクション
ピン番号
信号名
ピン番号
A1
IN1
BCD 100-2
B1
A2
IN3
BCD 100-8
B2
1
A3
IN5
BCD 10 -2
B3
A4IN7
BCD 101-8
B4
A5
IN9
STOP
B5
A6
IN11
FAST
B6
A7
IN13
B7
A8
IN15
B8
A9
NC
B9
A10
B10
シンク出力タイプ: NC
A11
B11
シンク出力タイプ: 0V
A12
OUT1
AL1
B12
A13
OUT3
AL3
B13
A14
OUT5
TS1
B14
A15
OUT7
TS3
B15
A16
OUT9
TS5
B16
A17
OUT11
TS7
B17
A18
OUT13
TS9
B18
A19
OUT15
TS11
B19
(※): 接点閉(CLOSED)で RUN，RUN 中に接点開(OPEN)で HOLD

信号名
IN0
BCD 100-1
IN2
BCD 100-4
IN4
BCD 101-1
IN6
BCD 101-4
IN8
RUN/HOLD (※)
IN10
ADV
IN12
IN14
COM
シンク出力タイプ: +24V
シンク出力タイプ: 0V
OUT0
P.END
OUT2
AL2
OUT4
AL4
OUT6
TS2
OUT8
TS4
OUT10
TS6
OUT12
TS8
OUT14
TS10

EX モジュールコネクタ
ピンコネクション
ピン番号
信号名
ピン番号
20
Q0
TS12
19
Q8
18
Q1
TS13
17
Q9
20
19
16
Q2
TS14
15
Q10
14
Q3
TS15
13
Q11
12
Q4
TS16
11
Q12
10
Q5
TS17
9
Q13
8
Q6
TS18
7
Q14
6
Q7
TS19
5
Q15
4
COM(-)
3
COM(-)
1
2
2
+V
1
+V
※詳細は「LT3300 シリーズハードウェアマニュアル」をご参照ください。

信号名
TS20

4. 通信設定
WCL-13A を複数台接続する場合は，2 台目以降の機器番号を設定してください。
キー操作にて機器番号設定を 2～接続台数に設定してください。
詳細な使用方法およびオプションについては，WCL-13A 取扱説明書を参照してください。
参照項目[7. キー操作フローチャート]
WCL-13A 取扱説明書は，下記弊社Web サイトよりダウンロードできます。
http://www.shinko-technos.co.jp → サポート・ダウンロード→ ダウンロード→取扱説明書ダウンロードページ
をクリック
キャラクタ(*)
名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷時の値
機器番号設定1・本器を複数台接続して通信を行う場合，各計器に個別の機器番号を設定します。
シリアル通信(オプション: C5)を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・0～95(*): WCL-13A の CH1 PV/SV 表示器に表示するキャラクタです。
9

5. パターンデータの作成
5.1 USB メモリ
付属の USB メモリには次のファイルが収録されています。
CSV.Convert_V2.01.exe (アプリケーションソフトウェア)
PARA.csv(パターンデータファイル)
Data フォルダ(データフォルダ)
SAMP01 フォルダ(ロギングフォルダ)
ja フォルダ(日本語 OS 用フォルダ)
ja-JP フォルダ(日本語 OS 用フォルダ)・Data フォルダには次のファイルが収録されています。
B_DATA.bin
PID, ウエイト, 警報, タイムシグナルの各ブロックデータファイル
PTN001.bin～PTN100.bin
1 パターン毎に 100 ステップ分のデータファイル[注 意] B_DATA.bin と PTN001.bin～PTN100.bin のファイル名は変更しないでください。
タッチパネルで認識できなくなります。
・SAMP01 フォルダはロギングデータの保存先です。
・ja フォルダには Csv.Convert_V2.01.resources.dll (日本語 OS 用ファイル)が収録されています。
・ja-JP フォルダには Csv.Convert_V2.01.resources.dll (日本語 OS 用ファイル)が収録されています。
5.2 CSV ファイルの編集
PARA.csv ファイルは，最大 100 パターン 100 ステップの温度と時間および，各ブロック番号を設定できるデータを作成できます。工場出荷初期値は全て 0 です。
市販されている表計算ソフト等で PARA.csv ファイルを編集してください。
[注 意] データ作成時は，半角英数字で入力してください。

Program No. : パターン番号(編集不可)
STEP: ステップ番号(編集不可)
Temp: 温度設定，設定範囲は WCL-13A 入力種類に依存 P.17 参照
Time: 時間設定，設定範囲は 0～9959(0～99 時間 59 分)
PID: PID ブロック番号，設定範囲は 0～9
Wait: ウエイトブロック番号，設定範囲は 0～9
Alarm: 警報ブロック番号，設定範囲は 0～9
TS1～TS20 : タイムシグナル設定 1～20 (TS1～20)，
ブロック番号の設定範囲は 0～15(16 進数 0～F)

10

・パターンデータの編集
市販の表計算ソフト等を利用して，PARA.csv ファイルを編集してパターンデータを作成します。
データ作成時は，半角英数字で入力してください。
少数点付きの場合，温度設定は小数点を無視して入力します。
100.0℃の場合，1000 と入力してください。
また，時間設定は 1 時間 20 分なら 120 と入力してください。
タイムシグナルブロック設定でブロック番号 10～15 は 16 進数の A～F で設定します。
(例) 100℃まで 30 分で昇温し，60 分間 100℃を保持する。(少数点付きの場合とする)
パターン
番号

ステップ
番号

温度

時間

1
1

1
2

1000
1000

30
60

PID
ブロック
番号
1
2

ウエイト
ブロック
番号
1
0

警報
ブロック
番号
1
2

タイムシグナル
1

2

3

4

1
1

10
2

11
15

0
0

CSV ファイルの表示内容[注 意] PARA.csv はファイル名を変更しても利用できます。また，データのバックアップはお客様自身で行なってください。
データの消失等に関して，弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

115.3 アプリケーションソフトウェア
5.3.1 バイナリファイルへの変換
編集した CSV ファイルを読み込んで，バイナリファイルに変換します。
タッチパネルは CSV ファイルを認識できません。必ずファイル変換を行なってください。
CSV.Convert_V2.01.exe をダブルクリックしてアプリケーションを起動し，[*.bin 変換]タブを選択してください。
*.bin 変換 タブ

①
②
③
④

⑤
番号
①
②
③

項目
CSV ファイル選択
BIN 保存フォルダ
選択
パターン選択④⑤*.bin 作成
終了

説明
CSV ファイルを選択する。
表示している保存先に\data フォルダが作成されバイナリファイルを保存。
全パターン作成
1～100 パターン分のデータ作成。
パターンナンバー指定されたパターンナンバーの範囲のデータ
範囲指定作成。
1 パターンナンバー 指定されたパターンナンバーのみの作成。
指定
バイナリファイルの作成を開始する。
アプリケーションの終了。

ファイル変換後の画面イメージ

12

5.3.2 CSV ファイルへの変換
タッチパネルで保存したバイナリファイルを CSV ファイルに変換することができます。
CSV.Convert_V2.01.exe をダブルクリックしてアプリケーションを起動し，[*.csv 変換]タブを選択してください。
*.csv 変換 タブ

①
②
③
④

⑤
番号
①
②
③

項目
CSV ファイル選択
BIN 読取フォルダ
選択
パターン選択④⑤*.csv 作成
終了

説明
CSV ファイルを選択する。
表示しているフォルダ内のバイナリファイルが読み取りされる。
全パターン作成
1～100 パターン分のデータ作成。
パターンナンバー指定されたパターンナンバーの範囲のデータ
範囲指定作成。
1 パターンナンバー 指定されたパターンナンバーのみの作成。
指定
CSV ファイルの作成を開始する。
アプリケーションの終了。

ファイル変換後の画面イメージ13

6. タッチパネルモニタの画面説明
6.1 画面構成
タッチパネルモニタの画面構成です。
オープニング画面は電源投入時にのみ表示します。
電源投入後は，①[表示言語]，②[WCL-13A 仕様変更]，③[画面切替メニューからの各種設定] の順に，選択および設定を行なってください。
はタッチ操作により，矢印の画面に移行することを表しています。

[ オープニング画面 ][ WCL-13A 仕様変更 ]電源を再投入してください。

画面切替メニュー(P.16 参照[ 表示言語 ]英語

P.18 参照[ 運転操作 ])より，各種設定画面に移行します。
P.19 参照[ 運転モニタ ]P.27 参照[ 一括運転モニタ ]P.20 参照[ プログラム設定 ]温度，時間[ 表示言語 ]中国語[ プログラム設定 ]PID，ウエイト，警報[ 表示言語 ]韓国語[ プログラム設定 ]タイムシグナル14

P.23 参照
[ブロック設定]
PID

P.25 参照[エンジニアリング設定][ブロック設定]
タイムシグナル[ 警報 1 設定 ]警報 2～4 も同様

P.26 参照[設定ロック選択・
停電復帰後選択][ブロック設定 ]ウエイト[ ブロック設定 ]警報15P.27 参照[SV バイアス設定]

P.28 参照[パターン選択とUSB 管理]6.2 オープニング画面
オープニング画面は電源投入時にのみ表示します。
①

②
④
③
番号
①
②
③
④

項目
画面切替メニューボタン
WCL-13A 仕様変更
表示言語
WCL-13A 接続台数説明
タッチ操作で画面切替用ウィンドウを表示する。
WCL-13A の入力を変更する。
画面に表示する言語を選択する。
接続する WCL-13A の台数を設定する。

6.2.1 表示言語
日本語，英語，中国語，韓国語に対応しており，表示言語ボタンを押すたびに画面の表示言語が切り替ります。

[日本語]

[英 語]

[韓国語]

[中国語]

16

6.2.2 WCL-13A 仕様変更画面
①

②

③

番号
①
②
③

項目
入力種類表示
入力種類選択
OK

入力種類
選択
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

説明
WCL-13A の現在入力種類を表示する
WCL-13A の入力種類を変更する。入力種類は入力番号を設定する。
入力種類の選択が完了したら押す。
[注 意] 入力種類を変更した場合，タッチパネル本体の電源を再投入する必要があります。
再投入することで変更後の入力種類に対応します。

入力種類
K
K
J
R
S
B
E
T
N
PL-Ⅱ
C
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100K
K
J-200～1370 ℃-199.9～400.0 ℃-200～1000 ℃
0～1760 ℃
0～1760 ℃
0～1820 ℃-200～800 ℃-199.9～400.0 ℃-200～1300 ℃
0～1390 ℃
0～2315 ℃-199.9～850.0 ℃-199.9～500.0 ℃-200～850℃-200～500 ℃-320～2500-199.9～750.0-320～1800

入力種類
選択
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

入力種類
R
S
B
E
T
N
PL-Ⅱ
C
Pt100
JPt100
Pt100
JPt1004～20mA DC
0～20mA DC
0～1V DC
0～5V DC
1～5V DC
0～10V DC0～32000～32000～3300-320～1500-199.9～750.0-320～2300
0～25000～4200-199.9～999.9-199.9～900.0-300～1500-300～900-1999～9999-1999～9999-1999～9999-1999～9999-1999～9999-1999～9999

6.2.3 画面切替メニューウィンドウ
画面切替メニューボタンをタッチすると各種設定および選択の項目が表示されます。

17

6.3 運転操作
⑤
①

③
②
④

番号
①

項目
操作スイッチ説明
タッチ操作で，コントローラの操作を行なう。
項目
説明
CONTINUE
停電復帰後 RUN 選択時に点灯する。
Logging
ロギング機能の実行停止を選択する。
RUN
プログラム実行を開始する。
STOP
プログラム実行中にプログラムを停止する。
PVst/SVst
PV スタート/SV スタートを指定する。
ADV
プログラム実行中に制御ステップを次のステップに移行する。
FAST
プログラム実行中にプログラムの進行時間を 60 倍速で早
送りする。
HOLD
プログラム実行中にプログラム時間の進行を停止する。
再度タッチすると HOLD を解除する。

②

ステータス
モニタ

プログラムコントローラの各状態を表示する。
項目
説明
Patern No.
現在選択中のパターン No. を表示する。
STEP No.
現在実行中の STEP No. を表示する。
PV
現在の PV を表示する。
SV
現在の SV を表示する。
R.TIME
現在実行中の STEP の残り時間を表示する。
TS.OUT
タイムシグナル出力の状態を表示する。
ALM
警報出力の状態を表示する。

③

AT 制御
スイッチ
REPEAT

AT(オートチューニング)の実行，解除を行なう。

④⑤

プログラム制御を繰り返し実行する場合に設定する。0 設定でリピートなし。
リピート回数 0～99
タッチ操作で画面切替用ウィンドウを表示する。

画面切替メニューボタン【 注意 】プログラム運転中(RUN 中)は，設定ロック中と同様の状態となる。P.26 参照

PV スタート/SV スタートの指定
PV スタート
プログラムスタート時，PV まで SV と時間を早送りして，プログラムをスタートする。
SV スタート
プログラムスタート時，SV 設定 0 からプログラムをスタートする。
【 注意 】PV スタート/SV スタートの選択は，電源を切っても保持される。

18

6.4 運転モニタ
⑥
①

②

④
⑤

③

番号
①

項目
ステータス
モニタ

説明
プログラムコントローラの各状態を表示する。
項目
説明
PTN No.
現在実行中のパターン No．を表示する。
STEP No.
現在実行中の STEP No．を表示する。
PV
現在の PV を表示する。
SV
現在の SV を表示する。
MV
現在の MV を表示する。
TIME
現在実行中の STEP の残り時間を表示する。
TS.OUT
タイムシグナル出力の状態を表示する。
ALM
警報出力の状態を表示する。

②

パターン
グラフ
ロギング状態
STEP 切替
スイッチ
停電表示
画面切替メニューボタン

パターン温度設定がグラフ表示する。
自動運転中は現在実行ステップを示す，縦棒が点滅する。
ロギング中の場合「有効」，ロギング停止中の場合「無効」と表示する。
タッチ操作でステップ No. を切替える。

③
④
⑤
⑥

停電復帰時に点滅表示される。
タッチ操作で画面切替用ウィンドウを表示する。

19

6.5 プログラム設定
6.5.1 温度，時間の設定
③

⑧
①

④

②

⑤

⑥

⑦
番号
①
②
③
④
⑤
⑥

⑦
⑧

項目
PTN No.
STEP
STEP No.
STEP 切替スイッチ
パターングラフ
パターン設定 1

パターン設定切替
画面切替メニューボタン

説明
PTN No. を表示する。
STEP No. を表示する。
タッチ操作で，ステップ No. を設定する。
タッチ操作で，ステップ No. を切替える。
設定温度に応じて，パターン表示を行なう。
タッチ操作で各ステップの温度，時間を設定する。
【設定範囲】
・温度: 接続されている WCL-13A のスケール設定に依存。
・時間: 0 時 0 分～99 時 59 分
タッチ操作でパターン設定項目を切替える。
タッチ操作で画面切替用ウィンドウを表示する。

20

6.5.2 PID，ウエイト，警報の設定
③

⑧
①

④

②

⑤

⑥

⑦
番号
①
②
③
④
⑤
⑥

項目
PTN No.
STEP
STEP No.
STEP 切替スイッチ
パターングラフ
パターン設定 2⑦⑧

パターン設定切替
画面切替メニューボタン

説明
PTN No. を表示する。
STEP No. を表示する。
タッチ操作で，ステップ No.を設定する。
タッチ操作で，ステップ No.を切替える。
設定温度に応じて，パターン表示を行なう。
タッチ操作で各ステップの PID，ウエイト，警報ブロック No.を設定する。
【設定範囲】
・PID ブロック: 0～9・ウエイトブロック : 0～9・警報ブロック: 0～9
タッチ操作でパターン設定項目を切替える。
タッチ操作で画面切替用ウィンドウを表示する。

21

6.5.3 タイムシグナルの設定
③

⑧
①

④

②

⑤

⑥

⑦
番号
①
②
③
④
⑤
⑥

項目
PTN No.
STEP
STEP No.
STEP 切替スイッチ
パターングラフ
パターン設定 3⑦⑧

パターン設定切替
画面切替メニューボタン

説明
PTN No.を表示する。
STEP No.を表示する。
タッチ操作で，ステップ No.を設定する。
タッチ操作で，ステップ No.を切替える。
設定温度に応じて，パターン表示を行なう。
タッチ操作で各ステップのタイムシグナルブロック No.を設定する。
【設定範囲】
・タイムシグナルブロック: 0～F
タイムシグナル設定は 1～20 まで設定可能
タッチ操作でパターン設定項目を切替える。
タッチ操作で画面切替用ウィンドウを表示する。

22

6.6 ブロック設定
6.6.1 PID ブロック設定
④

①

②

③

番号
①
②

項目
ブロック No.
PID パラメータ③

ブロック切替スイッチ
画面切替
タッチ操作で画面切替用ウィンドウを表示する。
メニューボタン④

説明
タッチ操作で，ブロック No.を設定する。
タッチ操作で，各 PID パラメータを設定する。
【設定範囲】
比例帯設定 : 0～9999(小数点は入力レンジに依存)
積分時間設定: 0～1000
微分時間設定: 0～300
ARW 設定 : 0～100
タッチ操作でブロック設定項目を切替える。

6.6.2 タイムシグナルブロック設定
④

①

②

③

番号
①
②

項目
ブロック No.
タイムシグナルブロック
パラメータ

③
④

ブロック切替スイッチ
画面切替メニューボタン

説明
タッチ操作で，ブロック No.を設定する。
タッチ操作で，タイムシグナルパラメータを設定する。
【設定範囲】
ON 時間 : 0 時 0 分～99 時 59 分
OFF 時間 : 0 時 0 分～99 時 59 分
タッチ操作でブロック設定項目を切替える。
タッチ操作で画面切替用ウィンドウを表示する。
23

6.6.3 ウエイトブロック設定
④

①
②

③

番号
①
②

項目
ブロック No.
ウエイトブロック
パラメータ

③
④

ブロック切替スイッチ
画面切替メニューボタン

説明
タッチ操作で，ブロック No.を設定する。
タッチ操作で，ウエイトパラメータを設定する。
【設定範囲】
ウエイト: 0～1000 (小数点はレンジに依存)
タッチ操作でブロック設定項目を切替える。
タッチ操作で画面切替用ウィンドウを表示する。

6.6.4 警報ブロック設定
④

①

②

③
番号
①
②

項 目
ブロック No.
警報ブロックパラメータ③④

ブロック切替スイッチ
画面切替メニューボタン

説 明
タッチ操作で，ブロック No.を設定する。
タッチ操作で，警報パラメータを設定する。
【設定範囲】
警報 1 設定: 入力レンジと警報 1 動作に依存
警報 2 設定: 入力レンジと警報 2 動作に依存
警報 3 設定: 入力レンジと警報 3 動作に依存
警報 4 設定: 入力レンジと警報 4 動作に依存
タッチ操作でブロック設定項目を切替える。
タッチ操作で画面切替用ウィンドウを表示する。

24

6.7 エンジニアリング設定
⑤

①

②
③
④

番号
①
②

項 目
警報動作選択と警報動作すきま設定
比例周期設定③

センサ補正設定

④

設定値保存

⑤

画面切替メニューボタン

説 明
変更ボタンを押すと各警報の設定画面が表示する。
タッチ操作で，比例周期を設定する。
【設定範囲】比例周期: 1～120 秒
タッチ操作で，センサ補正値を設定します。
【設定範囲】センサ補正値: - 100.0 ～ 100.0
警報動作，警報動作すきま，比例周期，センサ補正の変更後，設定値保存キーを押すと WCL-13A の不揮発性メモリに書込みされる。
設定値保存ボタンを押さない場合，WCL-13A の電源 OFF で変更した値は破棄される。
タッチ操作で画面切替用ウィンドウを表示します。

警報 1 設定画面 (警報 2, 3, 4 設定画面も同じ)
③

①
②

番号
①

項目
警報動作選択②

警報動作すきま設定③

OK ボタン説明
タッチ操作で，警報動作を選択する。
【設定範囲】警報動作選択: 0～9
タッチ操作で，警報動作すきま値を設定する。
【設定範囲】警報動作すきま値: 0.1 ～ 100.0
エンジニアリング設定画面に移行する。

25

6.8 設定ロック選択・停電復帰選択⑦③
ロック選択時①②⑥
復帰後 RUN 選択時
④

⑤

番号
①

項目
ロックスイッチ

説明プログラム設定，ブロック設定，比例周期，センサ補正の設定値を変更できないようにロックする。
②
解除スイッチ
設定ロック状態を解除する。
③
設定ロック状態表示灯 現在の設定ロック状態を表示する。
④
停電復帰後 RUN
停電復帰後の状態が RUN になる。
スイッチ⑤
停電復帰後停止
停電復帰後の状態が停止になる。
スイッチ⑥
停電復帰状態表示灯
現在の停電復帰状態を表示する。
⑦
画面切替メニュー
タッチ操作で画面切替用ウィンドウを表示する。
ボタン【 注意 】プログラム運転中(RUN 中)は，設定ロック中と同様の状態になる。

26

6.9 ゾーン制御機能
6.9.1 SV バイアス設定
通信機器番号 1(ゾーン 1)の SV に，バイアス値をプラスした値がゾーン 2～9 の SV となる。
SV の転送は WCL-13A の接続台数までとなる。2 台目以降の設定は，SV バイアス設定に限る。
②
①

番号
①

項目
SV バイアス設定②

画面切替メニューボタン

説明
各 WCL-13A の SV バイアス設定値を設定する。
【設定範囲】-500～500 (小数点はレンジに依存)
タッチ操作で画面切替用ウィンドウを表示する。

6.9.2 一括運転モニタ
④

①
番号
①
②

③
④

②

③

項目
PV 表示
SV 表示

MV 表示
画面切替メニューボタン

説明
各ゾーンの PV を表示する。
ゾーン 1 は SV を表示する。
ゾーン 2～9 は SV バイアス設定値を表示する。(6.9.1 SV バイアス
設定参照)
各ゾーンの MV を表示する。
タッチ操作で画面切替用ウィンドウを表示する。

27

6.10 パターン選択と USB 管理
④
①

②

③

番号
①

項目
パターン選択(パターン読込)②

USB 管理(パターン保存)③

USB 管理(ブロックデータ)
画面切替
メニューボタン④

説明
指定したパターンデータを USB メモリから読み込む。パターン指定は増
減キー，または直接数値をタッチするとテンキー入力できる。ここで選択されたパターンナンバーでプロコン機能が動作する。
RUN 中は変更できない。
選択中のパターンデータを USB メモリの指定したパターンナンバーに保存する。パターン指定は増減キー，または直接数値をタッチするとテンキー入力できる。パターンナンバーを変更するとコピーとして利用できる。
PID，ウエイト，警報，タイムシグナルブロックデータを USB メモリから読み込み。または USB メモリに保存する。
タッチ操作で画面切替用ウィンドウを表示する。

[注 意]
パターン選択(パターン読込)，USB 管理(パターン保存)
ボタンは 2 回押し有効ボタンとなっています。1 回目でボタンメッセージの確認後，2 回目を押してください。

データの読み込みができなかった場合エラーメッセージが出ます。データが存在していない可能性があります。

・新しいパターンデータを読み込むと，タッチパネルで選択されているパターンデータは消去されます。選択中のパターンデータが必要な場合は保存してください(画面上で設定値を変更した場合はUSB メモリに保存しないとデータが消滅する可能性があります)。
・データ保存は data フォルダに収められているバイナリデータが更新されます。
CSV ファイルはタッチパネルからの保存は行われません。

28

7. ロギング機能について
LT3300 のサンプリング機能を使用し，登録したデータを一定周期でロギングする事が可能です。
ロギングしたデータは，USB メモリに CSV ファイル形式で保存します。
ロギング条件項目
データ収集周期ファイル保存を実行する
タイミング
出力ファイル保存場所
出力ファイル名

説明
10 秒
3 時間毎
自動運転終了時￥SAMP01￥
SAxxxxx.csv

備考
自動運転中のみ
ロギング有効選択時のみロギングを開始するとファイルを作成し，ロギングを終了するとファイルを保存します。
ロギングを終了する毎に，追番で xxxxx 部分にファイル No.が作成されます。
電源投入した時は，再度 00001
からファイル No.を作成します。
同じファイル名は上書き保存されますが，前回の記録は残っており，最新の記録内容が追記されます。

出力ファイルフォーマット
PV, SV が 1.0(少数点付き)の場合とする。
出力状態 0: OFF, 1: ON
TS 項目の出力状態 16 進数
日付
時刻
PTN STEP PV SV ALM1 ALM2 ALM3 ALM4 TS1-16 TS17-20
2008/6/13 9:08:20
1
1
10
10
1
1
1
1
C000
000F
2008/6/13 9:08:30
1
1
10
10
1
1
1
1
C000
000F
2008/6/13 9:08:40
1
1
10
10
1
1
1
1
C000
000F
2008/6/13 9:08:50
1
1
10
10
1
1
1
1
C000
000F

29

30

31

本

社

〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-4571 FAX: (072)727-2993[URL] http://www.shinko-technos.co.jp

大阪営業所〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-3991 FAX: (072)727-2991[E-mail] sales@shinko-technos.co.jp

東京営業所〒104-0033 東京都中央区新川 1 丁目 6 番 11 号 1201
TEL: (03)5117-2021 FAX: (03)5117-2022

名古屋営業所〒460-0013 愛知県名古屋市中区上前津 1 丁目 7 番 2 号
TEL: (052)331-1106 FAX: (052)331-1109

神奈川

TEL: (045)361-8270 FAX: (045)361-8271

北 陸TEL: (076)479-2410 FAX: (076)479-2411

広 島

TEL: (082)231-7060 FAX: (082)234-4334

福 岡

TEL: (0942)77-0403 FAX: (0942)77-3446

No. PCT21J6 2017.11