X-Rite Ci6x シリーズ
Ci64 |Ci62 |Ci60

ポータブル積分球分光測色計
ベンチトップに匹敵する高精度
物体色の R&D から品質管理まで

ベンチトップに匹敵する高精度
物体色の R&D から品質管理まで
カラー表示で直感的操作が可能な Ci6x

Ci6xシリーズの機能と特徴■ 測定精度• 化学的に不活性なスペクトラロンを採用した積分球により均一な拡散光を長期間保持• SP6x との数値互換性• NetProﬁler で常に正しい精度• ハンディでありながらベンチトップに匹敵する精度（Ci64）■ 測定データ• 測定データを本体に 4000 個保存可能• 41 種の測定値を選んで設定（色彩値含む）• 16 種の光源／視野角から選んで設定• Munsell ライブラリー対応■ サンプル測定の様子

粒状のサンプル測定

液体のサンプル測定

■ 使いやすいデザイン

見やすい大画面で作業効率UP• LCD カラー表示• 機器単体での測定可能• ボタンタッチによる軽快な操作• ターゲットマスクで正確な測定位置決め• アパーチャーを切り替えて使用可能（Ci64 のみ）• PC によるリモートで測定指示可能■ SPIN ＆ SPEX
• 正反射光含む、含まないを選択可能• 同時測定■ USB と Bluetooh• わずらわしい配線不要• 測定データをダイレクトに PC や Mac へ■ 測れるサンプル• メタリックインキ• 金属調パッケージや缶• 蛍光増白剤（OBA）を含むサンプル• 液体／粉体／粒状 各種サンプル• テキスタイル／布／革• プラスチック・塗料／コーティング
・食品

粉体のサンプル測定

筒状（缶）のサンプル測定

■ 測定の構造（積分球分光測色計） Ci6x シリーズの光学幾何条件は下記になります。
SPIN / SCI
正反射光を含む

SPEX / SCE
正反射光を含まず（全反射測定）（拡散反射測定）■ なぜ積分球タイプの分光測色計？
工業製品は不規則な
表 面 状 態 や、 内 部 素
材の影響で反射が箇
所によって均一でないものが多く存在し、積分球タイプの測色計が最適です。

■ 機器の精度維持／管理に
NetProﬁler（ネットプロファイラー）NetProﬁler は、マザー機によって値付けされたタイルセットを使用しお客様の機器とマザー機の器差を補正するソリューションです。

NPメリットNPNP
・1 年間回数無制限
・タイルと本体両方にライセンス必要・USB からプロファイル作成※ 1 回目はサーバーへのネットワーク接続が必要

１. 複数の同一機器をご利用されている場
合、各機器の器差を小さくすることが出来ます。
２. 定期的に NetProﬁler を実行することによって、機器の精度を確認し維持できます。
また実行の結果と履歴を保存しておくことも出来ます。

■ 色彩管理ソフトウェア
Color iControl
様々なニーズや環境に対応可能な色差管理ツールをご用意しております。機器単体で管理するよりも、測定データや基準色データが簡単に扱えるようになります。

Color iControl

測定モード画面
テクスチャーレンダリング表示

画面全体

L*a*b* プロット

分光プロット測定サンプルに合わせて選ぶ

Rig Jigアクセサリー① 粉体② 液体

③ 汎用

P/N SP62-802

P/N SP62-803

P/N Ci52-804

④ 缶用

⑤ 缶用

P/N DRS-800-026

P/N DRS-803⑧ スタンド⑦ ペレット専用

P/N SP62-801⑥ リップなど円筒型①②③は、⑧ スタンドと一緒にお使いいただけます。

P/N DRS-802

P/N DRS-802■ 製品構成標準同梱物

簡易取扱説明書 /CD
P/N：Ci62-900

白色校正板／ブラックトラップ
USB 通信ケーブル
緑色タイル（裏面）
P/N：SE108-USBAB-03
P/N：Ci62-162-02
測色計本体
P/N：Ci6X-XXXXXXX（X は仕様によって異なる）
測定径
φ 4mm
φ 8mm
φ 14mm

ＡＣアダプター
P/N：SE30-177

校正証明書
P/N：SD01-46

電源ケーブルP/N：SD33-31

Ci64

Ci62

切替可

購入時に指定購入時に指定選択不可

Ci60選択不可
固定選択不可ターゲットマスク
P/N：TARGET 4mm、8mm

バッテリ

CD
P/N：Ci62-500-CD
クイックスタートガイド
P/N：Ci62-601

キャリングケース

UV キャリブレーションタイル
（Ci64UV のみ）※黒い遮光袋入り
P/N：Ci4200-32

■ 選べるアパーチャー 4mm, 8mm, 14mm
φ14mm

φ4mm

φ8mm

実測径

実測径

φ7mm

φ14mm

ターゲット径ターゲット径＜実寸＞■ 製品ラインナップ＆型番

実測径

Ci6xシリーズ

測定径

Bluetooth
オプション

製品番号

Ci608mm

無Ci60-XRMNNJP

Ci62

φ24.5mm

CQ
Judge

タングステンを使用した昼光による正確な目視評価環境を提供

簡単操作で複数の照明条件によるビジュアルチェックを実現。

製品番号

Daylight
D50

JQCD50840
JQCD50835
JQCD50830

製品名Judge QCSPLQC

Daylight
D65

Ci62-XRSNNJP
Ci62-XRSNBJP

8mm

無Ci62-XRMNNJP

有Ci62-XRMNBJP

4mm & 8mm

無Ci64-XRDNNJP

4mm & 8mm

有Ci64-XRDNBJP

14mm

無Ci64-XRLNNJP

14mm有Ci64-XRLNBJP

4mm & 8mm UV

無Ci64-XRDUNJP

4mm & 8mm UV

有Ci64-XRDUBJP

Ci64

SPLQC

無有8mm

ターゲット径■ ライティングブース

4mm4mm■ ソフトウェアラインナップ＆型番
カラー iQC ベーシック

I Q CB

カラー iQC プロフェッショナル

I Q CP

白熱灯
AUV

日没光CWFTL84JQCD65840



JQCD65835

JQCD65830



JQCDDCWFSPQS50AABEN7




SPQS50ABDEN7















U35



SPQS50AADEN7
SPQS65AABEN7U30



SPQS65AADEN7













SPQS65ABDEN7
















■ 安心の製品保証・保守サービス
製品保証：購入後１年間の無償製品保証*

消耗品を除く／再校正サービスは含まれません／弊社サービスセンターへのセンドバック修理になります。

ISO17025 認定オフィシャルラボの日本国内サービスセンターで修理・再校正を実施します。
*

特別な状況では本社修理になる場合があります。

ISO17025
オフィシャルラボ認定書

製品保証間後も安心してご使用いただくために４つのサービスメニューを用意しています。

4つの保守サービスメニュー
延長保証

年間保守サービス *再校正

定額修理

• 無償保証を延長するプログラム• 機器の故障に対する無償修理（アクセサリ、バッテリーは除きます）•メーカー再校正は含まれません• 1 年 /2 年 /3 年延長• 無償保証を延長＋年１回の再校正プ
ログラム• 機器の故障に対する無償修理（アクセサリ、バッテリーは除きます）•１年に１回のメーカー再校正が含まれます• 更新可能• 測定精度の確認• メーカー再校正および校正証明書の発行• 交換が必要と判断される場合のみ、ランプおよび外装交換• 基板、光学系の不良等の場合は定額修理扱いとなります。

• 機器の定額修理• 精度確認• メーカー再校正および校正証明書の発行• 修 理価格は修 理内容にかかわらず定額固定です（アクセサリー、バッテリーを除く）＊ 年間保守サービスの注意事項：
ご購入にあたり Ci6x が製品保証期間内、又は、弊社にて該当機器に故障がないと判断されることが必要条件となります。
機器が保証期間外で故障している場合、定額修理をお受けいただいた後、ご購入いただくことが可能になります。３年間までの複数年でのお申し込みも可能です。

■ Ci6x シリーズの共通仕様
光学幾何条件d/8 、DRS 分光エンジン
SPIN / SPEX 同時測定

ランプ寿命

約 50 万回測定

イルミナント

A、C、 D50、D65、F2、F7、F11、F12

充電時間

4 時間で 100％

データ互換性SP シリーズとの下位互換性

電池

取り外し可能なバッテリーパック（リチウムイオン）、7.4VDC、2,400mAh

標準観測者

2

変換機能

対応

受光部

青色増感シリコン・フォトダイオード

電源

100-240VAC 50/60Hz、12VDC @ 2.5A

分光範囲

400 〜 700nm

ディスプレイ＆1010nm ̶ 測定
10nm ̶ 出力
許容値付きの 1,000 の基準色
4,000 サンプル

分光間隔
保存可能領域

操作温度範囲3.2 インチのバックライト付き
カラーグラフィック LCD
10 〜 40 C
最大相対湿度 85％（結露なし）

保存温度範囲20 〜 50 C

測定範囲反射率 0 〜 200％

重量1.06 kg

測定時間約2秒

外形寸法

10.9

言語

色空間、インデックス、機能[ √/X]、Lab、YI1925、WI Taube、Δecmc、Δlab、ΔWI73、
L*a*b*、反射率、WI98、MI、ΔE00、Δ反射率、ΔWI Berger、
L*C*h 、マンセル表記法、WI73、MI6172、ΔE94、ΔYI98、
ΔWI Hunter、XYZ, グレースケール、WI Berger、光沢、ΔXYZ、ΔYI73、ΔWI Stensby、Yxy、YI98、WI Hunter、ΔL*a*b*、ΔYxy、ΔYI1925、ΔWI Taube、L*u*v*、YI73、
WI Stensby、ΔL*C*h 、ΔL*u*v*、ΔWI98、平均化、
555 シェード分類、説明表記、電源管理

日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語

9.121.3 cm■ モデル別機能表
Ci60
測定径

φ8mm

光源

短期反復性

Ci64UV

測定径のオプション：
φ4mm またはφ8mm

測定径のオプション：
取り替え可能アパーチャー
φ4mm およびφ8mm

CIE L*a*b*
平均値 0.40 ΔE*ab
最大値 0.60 ΔE*ab

CIE L*a*b*
平均値 0.20 ΔE*ab
最大値 0.40 ΔE*ab

12BCRA シリーズ II タイルに基づく（SPIN）

12BCRA シリーズ II タイルに基づく（SPIN）

ガス補充タングステンランプ＋ UV LED
調整可能な UV 要素

標準アクセサリー

φ8mm またはφ14mm
CIE L*a*b*
平均値 0.13 ΔE*ab
最大値 0.25 ΔE*ab

φ8mm
CIE L*a*b*
平均値 0.13 ΔE*ab
最大値 0.25 ΔE*ab

φ4mm
CIE L*a*b*
平均値 0.20 ΔE*ab
最大値 0.40 ΔE*abφ4mm
CIE L*a*b*
平均値 0.20 ΔE*ab
最大値 0.40 ΔE*ab

12BCRA シリーズ II タイルに基づく（SPIN）

12BCRA シリーズ II タイルに基づく（SPIN）

0.10 ΔE*ab ホワイトセラミック

0.05 ΔE*ab ホワイトセラミック

0.05 ΔE*ab ホワイトセラミック

0.05 ΔE*ab ホワイトセラミック-USB2.0、Bluetooth*USB2.0、Bluetooth*USB2.0、Bluetooth*

校正基準板：ブラックトラップ、白色／緑基準板、使用説明書、
AC アダプター

校正基準板：ブラックトラップ、白色／緑基準板、使用説明書、
AC アダプター

校正基準板：ブラックトラップ、白色／緑基準板、使用説明書、
AC アダプター

校正基準板：ブラックトラップ、白色／緑基準板、UV キャリブレーション基準板、使用説明書、AC アダプター

NetProﬁler、サンプル固定工具、サンプル固定工具、予備バッテリー、ベンチトップ台、予備バッテリー、デュアルベイ充電器
デュアルベイ充電器

NetProﬁler、サンプル固定工具、ベンチトップ台、予備バッテリー、デュアルベイ充電器

NetProﬁler、サンプル固定工具、ベンチトップ台、予備バッテリー、デュアルベイ充電器

QA、比較、隠ぺい力、着色力、
プロジェクト＆ジョブ

QA、比較、隠ぺい力、着色力、
プロジェクト＆ジョブ

データ インターフェース

モード／機能Ci64
測定径のオプション：
取り替え可能アパーチャー
φ4mm、φ8mm またはφ14mm

ガス補充タングステンランプ

器差オプション

Ci62

QA、比較、隠ぺい力、着色力

QA、比較、隠ぺい力、着色力、
プロジェクト※ 準拠する国のみ。詳しくは販売店までお問合せください。
「プロジェクト」機能によって、プロジェクトごとに異なる基準色を管理可能。
「ジョブ」機能によって、機器に測定手順をセットすることが可能。

■ お求め、ご相談はエックスライト社〒 135-0064

東京都江東区青海 2-5-10 テレコムセンター 西館 6F

TEL：03-5579-6545Fax：03-5579-6547
WWW www.xrite.co.jp

E-mail：japan@xrite.com

f xrite.jp

表示の情報は 2017 年 9 月現在のものです。製品仕様は改良のため予告なく変更される事がありますのでご了承ください。

2017.09