No.99MBC104B
SeriesNo.542

リニヤゲージ LGF-0110L-B / 0125L-B
はじめに

2. ゲージの取り付け方法

本器は 0.1µm 分解能を持つリニヤゲージヘッドです。本器の性能を十分に発揮させ、長期にわたり良好な状態でご使用いただくために、ご使用の前にはこのユーザーズマニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いください。本書はお読みになった後も大切に保管してください。また、本器の仕様及び本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。

本器の装置、冶具への取付けは、φ8 またはφ15 ステム部をクランプして行います。
取付け部の構造は、スリ割り入りホルダー又は割りブッシュを推奨致します。（実例1 の推奨締付けトルク
0.4～0.5N･m）
15
M4×0.7 通し
16

15

6

・実例 1.

商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。それ以外でご使用になりますと安全性を損なうおそれがあります。
z 先端の鋭利な測定子をご使用の場合には怪我をする恐れがありますので、交換作業時や使用時には取扱いに十分ご注意ください。
z 測定子を押し込んだ後に自由開放させると押し込み量によっては、測定子が非常に早いス
注意
ピードで突出する場合があります。指や手等を挟まれないように十分ご注意ください。

②

φ10

商品または包装に記された左記のシンボルマークは、EU 諸国でこの商品を破棄する時に一
般家庭ゴミと一緒に捨てないようにするためもののです。WEEE（廃電気電子機器）を土壌に埋め立てする量を減らし環境への影響を低減するために、商品の再利用とリサイクルにご協力ください。処理方法に関するより詳しい内容は、お近くのお買い上げになった小売店や代理店にお問い合わせください。

海外移転に関するご注意
本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規制対象品です。製品や技術を海外移転する場合は、事前に弊社にご相談ください。

1. 各部の名称と寸法①ステム②ゴムキャップ③スピンドル④測定子➄出力ケーブル⑥出力コネクタ①

10+0.005+0.024
φ17※2 +0.006

①

重要

15

20

※1 +0.020

M4×0.7 通し+0.020+0.005+0.024※2 φ15+0.006断面② 割りブッシュ※1 φ8

0※2 φ17 -0.018

0※1 φ10 -0.015（タップに対し 90°）
切り欠き位置※1：10mm ストロークタイプ用

7.5

15

・実例 2.

以下の行為、状況は本器の故障誤動作の原因となりますのでお気を付けください。

分別処理を行っている EU（欧州）諸国で電気・電子機器の破棄をする際の注意

4.5 キリ、7.5 座グリ深さ 4.4

断面+0.020+0.005※2 φ15 +0.024+0.006※1 φ8

ご使用上の注意15※2：25/50mm ストロークタイプ用

1z 落下などの急激なショック等の過度の力を加えないでください。
z 分解、改造しないでください。
z 直射日光のあたる場所、極端に熱い所、寒い所での使用、保管は避けてください。
z 精度良くご使用していただくため、温度変化の激しい環境でのご使用はお避けください。
z 電気ペン等の高電圧機器を使用した場合、電子部品が破壊される場合があります。また電気的ノイズの大きい場所での使用は避けてください。
z スピンドルに対し垂直な方向の荷重や、ねじれがかかるような使用は避けてください。
z 作動不良の原因となりますので、ステム部を必要以上に締めすぎないよう注意してください。
z ケーブルに無理な力をかけないよう、また無理な曲げを与えないよう注意してください。
z 安定した測定を行うには、通電後 10 分程度お待ちください。
z ストローク両端を原点として使用しないでください。
z 他の機器類などと組み合わせてご使用になる場合、環境や使用条件などにより性能が十分に発揮できない
場合がありますので、ご検討の上ご使用ください。
z 仕様に示された条件以外で使用された場合、機能および性能の保証ができませんのでご注意ください。
z 本製品が万一故障した場合の損害防止処置（安全対策）を十分に行ってください。
z ワーク（測定物）の材質、測定力、測定子がワークに接触する時の衝撃、等により測定子がワークを傷つける可能性があります。測定によるワークへの傷や精度等の問題がないことを事前に確認してからご使用
ください。

7.5

6

安全に関するご注意

単位：mm

1

7.5

重要

θ

z 止めネジで直接ステムを押し付ける方法は絶対避けてください。
（内蔵ベアリング破損の原因となります）
z ステム部を強く締めすぎると、作動に支障をきたす恐れがありますのでご注意くさださい。
z ステム以外での固定方法は絶対にお止めください。
z ゲージは測定面に対して垂直になるように取り付けてください。
傾けて取り付けますと測定結果に誤差を生じます。
z ケーブルを通してゲージに力が加わらないようにご注意ください。

誤差=Ｌ０-Ｌ１

3. 防塵性・防水性についての注意事項
重要z 出力コネクタプラグやプリアンプ部（カウンタ側）は保護構造になっておりません。直接水や油のかからない場所に設置してください。
z 延長ケーブルをご使用の際には、プリアンプ部および接続コネクタ部に露出がないように完全なシールを施してください。
z ケーブルの被覆が破れると、毛細管現象により液体がゲージ内部へ侵入し故障の原因となりますので、すみやかに修理にお出しください。
z 切粉などによりゴムキャップが破損しないように、十分注意の上ご使用ください。万一ゴムキャップが破損した場合は、防塵防水性が損なわれますのですみやかに交換または修理にお出しください。
z ゴムキャップや各シール部分に使用しているゴム等の材質は、多様化するクーラント、薬品などに対して万能ではありません。これらが著しく劣化する場合には、最寄りの弊社営業所までご相談ください。
z 水や油が頻繁にかかる環境で使用される場合には、破損前の予防的な交換を推奨致します。
z 本器は各部にシールが施されているため、分解できない構造となっております。そのため、分解されますと所定の性能を発揮できませんので絶対に分解しないでください。

4. ゲージとカウンタの接続
出力コネクタをリニヤゲージカウンタの入力コネクタに接続します。詳細はリニヤゲージカウンタのユーザ
ーズマニュアルを参照してください。

LGF-0110L-B

重要
z 他の機器類の動力線とゲージのケーブルを近付けて使用しますと、誤動作の原因となりますので動力線から離して配線してください。
z 当社以外のカウンタ等と接続する場合は、ゲージへの電源投入後
0.2sec 以上おいてカウンタをリセットしてください。

5. ゲージの出力信号

１1）出力コネクタ：RM12BPE-6PH（ヒロセ）
2）ピン配列
ピン NO
1
2

信号名
+5V ※3
φA

ピン NO
3
4

信号名
φB
φA

ピン NO
5
6

信号名
GND
φB

２

６

３

５
４

※3：ゲージヘッドへの供給電源
電源電圧：5V（4.8V～5.2V）、
リップル電圧：200mVp-p 以下、
消費電流：120mA3）入出力信号レベル
φA、φA、φB、φB、（TTL ラインドライバ AM26LS31 相当）
4）出力信号チャート
本ゲージは出力信号に次の 2 つの出力パターンを持っています。受信回路を設計する場合にはエラー検出をするようにしてください。
（A）リアルタイムパルス出力 （スピンドル押込み時に A相進相）

LGF-0125L-B

φA
φB
Tr（最小）=0.2μs⇒0.1μm（分解能）①出力条件：スピンドル移動速度≦ゲージの応答速度 ※4②出力パルスの最小エッジ間隔：Tr=0.2μs③出力遅れ時間 ※5：最大 2.5μs

（B）エラー出力
振動・衝撃等により極端な波形の乱れが起こった場合や出力限界を超えて更に高速な動きをすると、パルス発生回路は応答限界を超える場合があります。この時、出力信号をエラーパルス出力に切替え、
2 相方形波信号の A相と B相を同期させますので、エラー検出に使用して下さい。

φA

7. 仕様
コード NO
符号542-181542-182

LGF-0110L-B

LGF-0125L-B

10mm

25mm

測定範囲
分解能

0.1μm

精度（20℃）（0.8+L/50）μm

量子化誤差
測定力

φB
Te（最小）=0.2μs①出力条件：下記条件にてゲージはエラー状態となり、上図の特殊パターンで出力します。
●ゲージの応答速度 ※4 ＜スピンドル移動速度●ノイズ、振動等の外乱時②出力パルスの最小パルス幅：Te=0.2μs

測定子下向き1.2N 以下

4.6N 以下

測定子横向き1.1N 以下

4.3N 以下

測定子上向き1.0N 以下

4.0N 以下

位置検出方式

光電式透過型リニアエンコーダ

応答速度400mm/s ※6

出力方式

90°位相差差動方形波（RS-422A 適合）

出力信号周期※4：ゲージの応答速度：ユーザーズマニュアルの仕様項を参照ください。
※5：出力遅れ時間：スピンドルの位置に計数パルスが追いつくまでの時間

最小エッジ間隔重要

ステム径

z エラー時の出力は、計数データとして使えませんので、受信回路側でエラー状態を検出して下さい。
z 5Mcps（方形波で 1.25MHz）以上の計数が可能な IC で設計することを推奨します。

軸受け方式

ＬＧＦ出力回路

推奨入力回路

φA，φB

200ns

51Ω

φ3 超硬球（取付ねじ：M2.5×0.45）
φ8

φ15ストロークボールベアリング

防塵防水性能IP66 相当

出力ケーブル長2m（本体より直出し）

使用温度（湿度）

0～40℃（20～80％RH、非結露）保存温度（湿度）-10～60℃（20～80％RH、非結露）

付属品

33pF

φA，φB

0.4μm

測定子

5）入力コネクタ及び推奨入力回路コネクタ：RM12BRD-6S（ヒロセ）

L=任意測定長（mm）±1 カウント

No.538610 測定子交換用キースパナ(10mm タイプ)
No.210187 測定子交換用キースパナ(25/50mm タイプ)

※6：測定子を押し込んだ後に自由開放させると、押し込み量によってはオーバースピードエラーを発生する場合がありますので注意してください。
26LS32 相当品

8. 特別付属品+5V●リニヤゲージ用延長ケーブル（5m）：No.902434●リニヤゲージ用延長ケーブル（10m）：No.902433●リニヤゲージ用延長ケーブル（20m）：No.902432+5V●ゴムキャップ(10mm タイプ用)：No.238772●ゴムキャップ(25mm タイプ用)：No.962504
GND

GND

6）ケーブル延長距離：延長ケーブル（別売）を使用して最大 20m まで可能です。

スラストステムと締め付けナットを使用すると、ゲージ取り付け冶具はφ9.5 穴またはφ18 穴加工だけとなり、しかも確実で簡単な取り付けが可能です。下記参照●スラストステム(10mm タイプ用)：No.02ADB681 スラストステムセット（10mm タイプ用)●締め付けナット(10mm タイプ用)：No.02ADB682 No.02ADB680●専用スパナ(10mm タイプ用)：No.02ADB683

6. 保守1）測定子の交換
付属品のキースパナをスピンドルのスパナ掛けにかけ、測定子をペンチ等ではさんで取り外し/取り付けてください。

●スラストステム(25/50mm タイプ用)：No.02ADN371●締め付けナット(25/50mm タイプ用)：No.02ADB692●専用スパナ(25/50mm タイプ用)：No.02ADB693

スパナ掛け部

重要z スピンドルを通してセンサ内部に力が加わると、センサの破損や作動不良の原因となる恐れがあります。
必ずキースパナを使用してスピンドルを固定してください。

スラストステムセット（25/50mm タイプ用)
No.02ADN370＝使用例＝
LGF-0110L-B

キースパナ（測定子交換用）

2）ゴムキャップの交換
破損前の予防的な交換を推奨致します。
（ゴムキャップは特別付属品として用意されています。
）（1）古いゴムキャップを取り外し、ステム及びスピンドルの溝部（A部）のゴミや油汚れをシンナー等できれいに取り除いてください。
(Ａ)
(Ａ )
ステム

LGF-0110L-B

取付け部材の厚さ L は、6～10.5 まで取り付け可能
LGF-0125L-B
スピンドル

ステム

スパナ掛け
部

(Ａ)

ゴムキャップ測定子(Ａ)

LGF-0125L-B
スピンドル

スパナ掛け部

ゴムキャップ

測定子（2）ゴムキャップの内径の大きい方がステム側になるように、測定子との間に挿入します。
（3）溝部（A 部）に少量のシリコン系接着剤を塗布し、ゴムキャップを封止します。

重要z この際スピンドル摺動部に接着剤が付着すると、作動不良の原因になりますので充分注意してください。
取付け部材の厚さ L は、10～13 まで取り付け可能重要z スラストステムを取付ける場合は、必ず専用スパナ（02ADB683/02ADB693）でステムを固定してから取付けてください。本体とステムの間に無理な力が加わるとゲージ破損の原因となる恐れがあります。
z ゲージ本体の M9.5×0.5/M14×0.5 ネジ部はスラストステム取付け用です。スラストステム取付け以外の目的には、使用しないでください。

Mitutoyo Corporation
Kawasaki､Japan

Linear Gage

No. 99MBC104B
Series No. 542

LGF-0110L-B / 0125L-B

Foreword

2. Mounting the Gage

This instrument is a Linear Gage 0.1μm Resolution. To obtain the highest performance and the longest
service life from your Linear Gage, carefully read this manual thoroughly prior to setup and operation. Afterreading this manual keep it near the Linear Gage for quick reference. The specifications of this gage and thedescription in this manual are subject to change without prior notification.

To mount the gage on another instrument or a fixture, clamp the Φ8 stem or Φ15 stem.
It is recommended to use a slotted holder or a split bushing for the mount structure.
M4x0.7thru

16

7.5

1

15
4.5 drill, 7.5 countersink, 4.4deep+0.020+0.005*2 Φ15 +0.024+0.006IMPORTANT

(2)

(1)

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European
Union and other European countries with separate collection systems)
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treatedas household waste. To reduce the environmental impact of WEEE (Waste Electrical andElectronic Equipment) and minimize the volume of WEEE entering landfills, please reuse
and recycle.
For further information, please contact your local dealer or distributors.

Export Control Compliance
The goods, technologies or software described herein may be subject to National or International, orJapanese Export Controls. To export directly or indirectly such matter without due approval from theappropriate authorities may therefore be a breach of export control regulations and the law.

1. Name and Dimension of Each Part
(Hirose)(Thread height)

Φ10

15

20

*1 +0.020

10+0.005+0.024
Φ17*2 +0.006(1)

7.5
M4x0.7thru

15

・Example2

Carefully avoid the following attempts and conditions to protect the instrument from failure and malfunction.

Notch position(90°with respect to tap)

+0.020+0.005+0.024+0.006*1 Φ8*2 Φ1500*1: For 10mm Stroke type*2 Φ17 -0.018

Cross section*1 Φ10 -0.015(2)Split bushing
15*2: For 25/50mm Stroke type１

z Do not apply sudden shocks including a drop or excessive force to the linear gage.
z Do not disassemble or modify the gage.
z Do not use and store the gage at sites where it is exposed to direct sunlight or at extremely hot or cold sites.
z To use the gage highly accurately, avoid sites where the temperature will change abruptly.
z Absolutely do not apply an electric engraver to the gage. The high voltage may damage electronic parts.
Also, do not use the gage at sites where it is subject to large electric noises.
z Do not exert load on the spindle in the perpendicular direction and do not twist the spindle.
z Do not clamp the stem too tightly, since the spindle will not move smoothly.
z Do not apply excessive tension to the cable or do not bend it forcibly.
z To perform stable measurement, allow at least 10 minutes after turning on the power.
z Do not set up the origin point at either end of the stroke.
z If the gage is used in combination with other instruments, the maximum performance could not be obtained
depending on environmental and operating conditions. Take those conditions into consideration prior to use.
z The functions and performance will not be guaranteed, if the gage is used in other conditions than those specified.
z Tale sufficient damage-preventive processing (safety measures), should this gage have been at fault.
z A contact point could hurt a workpiece depending on the workpiece material, measuring force, impact
when the contact point comes in contact with the workpiece, etc. Check that there is no problem of hurts
on a workpiece during measurement or accuracy variation depending on the measuring force, etc., inadvance of use.

Cross section*1 Φ8Precautions for Use(1)Stem(2)Rubber boot(3)Spindle(4)Contact point(5)Output cable(6)Output connector

6

・Example1

To ensure operator safety, use the instrument in conformance with the directions and specifications given inthis User’s Manual.
z If a contact point with a sharp tip is used, exercise sufficient care in handling during
replacement or use of it so as not to get hurt.
z If a contact point is released freely after it has been pressed in, the contact point may burst
forth at a very high speed depending on the amount of spindle travel. Sufficiently exercise
NOTE
care so that your fingers or hand may not be pinched.

Unit:mm
7.5

6

Safety Precautions

15

IMPORTANTθz Absolutely avoid pressing the stem directly with set screws.
(The built-in bearing may be damaged.)z Notice that excessively tightening the stem can cause trouble in the spindle operation.
z Never fix a linear gage at other than the stem.
z Mount the gages so that the spindle is directed perpendicular to
the measured surface. If the gage is mounted at an angle to the measured surface,
an error may be generated in measurement results.
z Exercise care so as not to exert a force on the gage through the cable.

Error = L0 - L1

3. Precautions in Protecting the Gage from Dust and Water
IMPORTANTz The output connector plug and preamplifier (counter side) is not protective structured. Install the gage at aplace where it is not splashed directly with water or oil.
z If an extension cable is used, completely cover the preamplifier and connector area with a seal so as not to
be exposed to environments.
z If the cable covering is broken, liquid will penetrate into the gage inside due to capillary phenomenon. This
will cause damage to the gage. Immediately repair the cable.
z Be greatly careful not to damage the rubber boot due to chips, etc. If the rubber boot is damaged,
dust-proof function will be deteriorated. Immediately replace or repair the rubber boot.
z The materials including rubber which are used for the rubber boot and other sealing parts are not universal
against diversified coolants and chemicals. If those parts deteriorate unusually, consult the nearest
Mitutoyo Service Center.
z If linear gages are used in adverse environments where they are subject to frequent splashes of water andoil, it is recommended to take preventive measures such as replacing them before being damaged.
z Each part of the gage is sealed up, and therefore must not be disassembled. If any part is disassembled,
the rated performance will not be obtained. Do not absolutely disassemble the gage.

4. Connecting the Gage to a Counter
Connect the output connector of the gage to the input connector on a linear gage counter. For detailed
information, refer to the user’s manual of the linear gage counter.

Cable length = 2m

IMPORTANTLGF-0110L-B(Thrust stem mounting screw)

10.6 or more(stroke)z If the gage cable is close to the power line for other instruments, the gage may malfunction. Connect thegage cable as apart from the power line as possible.
z If the gage is connected with other counter than Mitutoyo made, allow at least 0.2 second after the gage isturned on, then reset the counter.

5. Gage Output Signals
1) Output connector: RM12BPE-6PH (Hirose)2) Pin assignment(Hirose)(Thread height)

LGF-0125L-B
Cable length = 2m

Pin No.
1
2Signal name
+5V *3
ΦA

Pin No.
34Signal name
ΦB
ΦA

1

Pin No.
56Signal name
GND
ΦB

ΦB

26 or more(stroke)

63

5*3: Power supply to the gage head4
Power voltage; 5V (4.8N to 5.2V),
Ripple voltage: 200mVp-p or lessCurrent consumption: 120mA max.
3) Input/output signal levelΦA, ΦA, ΦB, ΦB, ΦZ (TTL line driver AM26LS31 or equivalent)4) Output signal chart
This series of gages are provided with the following three patterns for their output signals. Therefore,
always design the reception circuitry so that it includes an error detecting process making use of thesepatterns:(A) Real-time pulse output (Phase-A wave advances when the spindle is retracted.)

ΦA

Thrust stem
mounting screw

2

Tr (minimum) = 0.2μs ⇒ 0.1 μm (resolution)(1) Output condition: Spindle moving speed ≤ Gage response speed *4(2) Minimum edge-to-edge interval of output pulses: Tr = 0.2 μs(3) Output delay time *5: Max. 2.5 μs

(B) Error output
The pulse generation circuit may sometimes overstep its response limit, if the output wave is subject toextreme disturbance due to vibration or impact in the gage unit, or if the spindle moves faster beyond
the output limit. However, at this time, as the linear gage will automatically switch its output signal form
to error pulses and also synchronize Phase A and Phase B of the 2-phase square wave signals, theuser can make use of this facility for error detection.

7. Specifications
Order NO.

542-181542-182

Model No.

LGF - 0110L - B

LGF – 0125L - B

10mm

25mm

Measuring range

0.1μm

Resolution(0.8 + L/50) μm

Accuracy (at 20℃)

ΦA

L = Measured length in mm

Meas.
force

Quantizing error

ΦB
Te (minimum) = 0.2 μs±1 count

Contact point downwards

1.2 N or less

4.6 N or lessContact point horizontal

1.1 N or less

4.3 N or lessContact point upwards

1.0 N or less

4.0 N or lessPositional sensor(1) Output condition: The gage will be identified as error under the following conditions andproduce its output in one of the above described special patterns.
● Gage response speed *4 < Spindle moving speed● At a disturbance such as noise interference, vibration, etc.
(2) Minimum edge-to-edge interval of output pulses: Te = 0.2 μs

Photoelectric transmission linear encoder

Response speed

400mm/s *6

Output method

90° phase differential square wave (compatible with RS-422A)
0.4μm

Output signal pitch

200ns

Minimum edge interval

Φ3 carbide ball(Thread: M2.5x0.45)

Contact point
Φ8

Φ15*4: Gage respond speed: Refer to the section of specifications of the Users Manual.
*5: Output delay time: Time until the counting pulse catches up the spindle position

Stem diameter
Bearing type

Stroke ball bearing

IMPORTANT

Protection level

IP66

z Since any output during error can not be used as the attribute data, it is necessary to detect the error
condition at the reception circuitry side.
z It is recommended to design user circuitry based on an IC chip that is capable of counting at 5 Mcps
(equivalent to a square wave of 1.25 MHz) or greater.

5) Input connector and recommended input circuit connector: RM12BRD-6S (HIROSE ELECTRIC)LGF output circuit

Recommended input circuit

ΦA, ΦB2m (directly wired from the gage)
0 to 40 ℃ (20 to 80%RH, with no condensation)

Operating temperature(humidity)
Storage temperature(humidity)

Accessory-10 to 60 ℃ (20 to 80%RH, with no condensation)
No. 538610 Key spanner for contact point replacement (10mm type)
No. 210187 Key spanner for contact point replacement (25/50mm type)*6: An over speed error may occur depending on the spindle retraction amount, if the contact point isreleased freely after it is retracted.

8. Optional Accessories

33pF

ΦA, ΦB

Output cable length●Extension cable(5m) : No. 902434●Extension cable(10m) : No. 902433●Extension cable(20m) : No. 902432

51Ω

26LS32 or equivalent●Rubber boot (for 10mm type) : No. 238772●Rubber boot (for 25mm type) : No. 962504
+5V

+5V

GND

If the thrust stem and tightening nut are used, the gage mount fixture needs only Φ9.5 or Φ18 hole to be
drilled, and also the gage can be mounted firmly and easily. (see below.)●Thrust stem (for 10mm type):No. 02ADB681
Thrust stem set (for 10mm type)●Tightening nut (for 10mm type):No. 02ADB682
No.02ADB680●Dedicated spanner (for 10mm type) : No. 02ADB683

GND6) Cable extendible length: The cable can be extended up to 20m using the extension cable (optional).

6. Maintenance●Thrust stem (for 25/50mm type):No. 02ADN371●Tightening nut (for 25/50mm type):No. 02ADB692●Dedicated spanner (for 25/50mm type) :No. 02ADB693

Thrust stem set (for 25/50mm type)No.02ADN370
Dedicated spanner

1) Replacing the contact point
Fit the supplied key spanner in the keyway of the spindle, then detach or
attach the contact point by pinching it with a wrench, etc.

＝Example of use＝Thrust stem
(Optional accessories)(Optional accessories)

LGF-0110L-B

IMPORTANTKey Way

If torque is applied to the sensor inside through the spindle,
damage or malfunction in the sensor may result. Be sure to
fix the spindle using the key spanner.

Key spanner(for replacing contact points)

2) Replacing the rubber bootPreventive replacement before being damaged is recommendable.
(The rubber boot is available as an optional accessory.)(1) Remove the old rubber boot, then eliminate the dust and dirt in the grooves (part A) of the stem andspindle.
(Ａ)
(Ａ)
Stem

Mounting nut

Thrust stem / Mounting nut(Optional accessories)

Dimension between
hexagonal opposing sides

Fixture width L: within 6 to 10.5mm
LGF-0125L-B
Thrust stem

Dedicated spanner(Optional accessories)(Optional accessories)

LGF-0110L-B
SpindleStem

Key Way(Ａ)

Rubber bootContact point
Mounting nut(Ａ)

Thrust stem / Mounting nut(Optional accessories)

Dimension between
hexagonal opposing sides

LGF-0125L-B
SpindleKey Way

Rubber bootContact point(2) Insert a rubber boot between the stem and contact point, directing the greater inside diameter end to thestem.
(3) Apply a small amount of silicone adhesive to the grooves (part A), and seal both ends of the rubber boot.

IMPORTANT
If the adhesive is applied to the spindle, the spindle will not slide properly. Great care must be exercised.

Fixture width L: within 10 to 13mm

IMPORTANTz Before mounting the trust stem, be sure to secure the stem using the dedicated spanner (No.02ADB683/
No.02ADB693). Excessive force applied between the gage body and stem may cause damage to thegage.
z M9 x 0.5/M14 x 0.5 screw are sued only for mounting the trust stem. Do not use them for other purposes.

Mitutoyo Corporation
Kawasaki､Japan