別売付属品

標準 / 交換 / 消耗付属品① プロ用CETプローブ（電極無し）⑨ 電極カバーΦ40/60/70mm① プロ用CETスティック型プローブ（電極無し）② プロ用RETプローブ（電極無し）⑩ 低周波プローブ（粘着パッド無し）② プロ用フレキシブルアース③ プロ用プレートアース⑪ 粘着パッド 5×9cm③ アースウォーマー④ 特大ベルト⑫ 電源コード 2.5m

⑤ LCD カバー

⑬ プロ用停止スイッチ⑥ フィジオRFクリーム
ノーマルタイプ（1Ｌ）⑭ プロ用専用ワゴン④ CET電極Φ90mm⑤ RET電極Φ90mm⑥ プロ用グリップアース⑦ ベルト（大）⑧ ベルト（小）⑦ CET電極Φ40/60/70mm⑧ RET電極Φ40/60/70mm
①⑥②

③④⑦⑤

①

②③④⑤⑥PHYSIO

フィジオ ラジオスティム プロ⑨⑧Radio Frequency+ Electrical Stimulator

高周波温熱治療器

医療機器承認番号：23100BZX00107000
一般的名称：超短波治療器（JMDN コード：35372000）⑦⑩⑪⑫⑬

管理医療機器（クラスⅡ）
・特定保守管理医療機器⑧⑭※ 専用ワゴンは本体セットとは別梱包です※ 製品構成は予告なく変更になる場合があります

フィジオ ラジオスティム プロセット

P-RF-PROS

本体 + 標準付属品 + 専用ワゴンセット

定格電圧AC100 - 240V

医療機器承認番号：23100BZX00107000

消費電力

160W

定格周波数

50 - 60Hz

最大出力

CET：350VA

本体寸法

W287

H99

ワゴン寸法

W472

H1028

本体質量3.5kg※ ワゴン：14kg

一般的名称：超短波治療器（JMDN コード：35372000）
管理医療機器（クラスⅡ）
・特定保守管理医療機器

ＥＭＣ規格
適合品
電波法
適合品

ＥＭＣ規格について：Electromagnetic Compatibilityの略で電磁両立性のこと。機器が電磁妨害を与えず、かつ受けたとしても影響を受けないことをクリアした機器が受けられる認証。本製品はIEC60601-1-2:2007に適合しています。
高周波温熱機器（10kHz以上かつ50W以上）は、電波法第100条に規定される、総務大臣の許可を受けなければならない高周波利用設備に該当し、本製品はその基準をクリアしています。ご使用にあたっては、必要書類を各地域の通信局にご提出ください。

RET：100W
D302(mm)
D560(mm)

酒井医療は1881年の創業以来、スポーツ選手・団体のコンディショニングをサポートしています。

「エビデンス（ 根 拠 ）にもとづくリハ

オフィシャルサプライヤー（敬称略）

ビリテーション手法」の確立に向け・大迫傑・川崎ブレイブサンダース

・菊池雄星

・日本身体障害者アーチェリー連盟

・桐生祥秀

・日本ソフトボール協会

・早田ひな・日本ブラインドサッカー協会

・アルビレックス新潟

・日本ボッチャ協会

総合リハビリテーション機器メーカーとしてて高品質、高精度なリハビリテーション機器の開発を行っています。
本社ショールーム Tokyo Lab

A167

2022.09

M ak e a Circuit of thermal

温熱の回路を作る
温熱を自在に操り、疼痛抑制、筋・関節の柔軟性・可動域改善を行う。
治療、リハビリテーションに本当に求められる温熱とは、1 箇所だけを温めて終わりではない。
体はいわば回路図のように一つ一つが繋がり、相互作用を持つことで機能している。
だからこそ、点だけの温熱ではなく「温熱の回路を作る」ことで初めて体全体の機能を本来あるべき姿に戻すことができる。

点ではなく面で、立体的に温熱の回路を作ることができるのがこのラジオスティムプロ。

ラジオ波温熱の特性を活かし、ストレッチを行うことで、服を着たまま、直接疾患部に手を触れずに立体的な温熱作用を作り出すことで「温熱の回路」を実現します。

Pr incip le of RadioStimPRO

原理

抵抗の高い場所に「温熱が集まる」特性
他の照射型加温機器と大きく異なるのは電極とアースで体をはさみ、＋極と−極を１秒あたり数十万回変化させて体内の分子を振動、「抵抗の高い場所に温熱が集まる」というラジオ波の特性にあります。

分子同士の摩擦熱（ジュール熱）を発生させることで体を温めます。体外から熱を与えるのではなく、体内で熱を発生させる深部加温が可能です。
電CET を使用した場合

極抵抗の高い箇所＝電極 + 皮膚表面

温熱部位

浅部

有効適用部位

軟組織
筋膜

筋肉腱膜

血管

リンパアースRET を使用した場合コーティングあり温熱動作が異なる
2 つの温熱方式

コーティング無し

有効適用部位抵抗の高い箇所

＝温熱部位

硬 組織
屈曲させた

Capacitive Electrode Transfer

Resistive Electrode Transfer

CET（キャパシティブ）は、電極がコーティングRET（レジスティブ）モードは絶縁処理がされて（絶縁）処理されているため、電極と皮膚接触面のいない電極のため、プレート間でエネルギーが入り、浅部付近が最も抵抗の高い箇所となり、浅い部位に広範囲の加温が可能です。抵抗の高い箇所をあえて素早く温熱を発生させることが可能です。

作り出し、温熱を発生させることが可能です。

関節部分

深部靭帯
関節腱骨膜

骨Fusio n of Manual therapy

徒手療法の融合
ラジオ波温熱はその 2 つの温熱方式を使い分けることで、表層から関節包や靭帯・腱・筋膜などの深部の膠原線維に効果的に温熱を加えられるため、温熱が実感しやすく、効果が分かりやすいことが特徴です。特に疼痛抑制、筋・関節の柔軟性・可動域改善において効果が高いため、結果的に治療時間の短縮にも繋がります。
また、「徒手療法と温熱物理療法の融合」として、セラピストの手を通して通電可能なヒートハンドは、疼痛や患部の触察、徒手療法と同時にラジオ波温熱が照射できるため、リハビリテーション領域において高い注目を集めています。

手技（マッサージ）

手技を活かすラジオ波

温熱「ヒートハンド」とは？
RETプローブを手の甲に当てることで手技を行いながら温熱を加えることができます。
マッサージをしながら指疼痛や患部の触察や徒手療法と同時にラジオ波温熱を照射する

先からラジオ波温熱を加えられる、この「ヒートハンド」は多くのセラピストから支持されています。

「徒手療法と温熱物理療法の融合」を実現。

通常のRET

ヒートハンド

通常のRETプローブの使用。体感者側に電極が当たっています。

セラピストの手の甲にRET電極を当てることで、ラジオ波温熱を加えながら、同時に手技（マッサージ）が行えます※。
※ ヒートハンドはセラピスト自身の手の甲にも温感を感じます。

Comb ination o f Exercise therapy

運動療法を高める
ラジオスティム プロが他の温熱機器と最も違う点はその心地良い温熱感と、RET プローブを使った際、温熱がアースに挟まれた抵抗の高い箇所に集まるという原理にあります。
これは衣服を着たままでも、筋や腱をストレッチさせることで選択的加温を可能にするということです。

温熱ポイントを自在に操り運動療法と組み合わせて痛みの緩和・可動域拡大に繋げる
抵抗の高いところに自然と熱エネルギーが加わるため、関節モビライゼーションやストレッチを同時に行うことができ、筋・腱・関節包の広範囲に渡って素早く軟部組織の粘弾性が亢進します。これにより関節可動域が拡大、疼痛や筋スパズムの軽減、血流増加、新陳代謝促進が期待できます。

軟部組織の伸張性・粘弾性亢進
血流増加・新陳代謝促進
筋スパズムの軽減

効能・効果
高周波温熱（ラジオ波温熱）※※ 一般的名称：超短波体組織内に深部熱を発生させ、その温熱効果により、特定の症状（疼痛、筋痙縮、関節性拘縮など）の改善を行う。

低周波
経皮的に鎮痛及び筋萎縮改善などに用いられる神経及び筋刺激を行う。

高い疼痛緩和効果と温熱持続性の実証
15分の施術で、温熱の届く深さは5〜10cm、体内温度を3〜5℃高めます。施術後も体内温度はすぐに下がることがなく、3〜4時間維持される特長を持っています。腰痛を含めた様々な疾患に苦しんでいる患者※ の81％に対して痛みの軽減に高い効果が認められています。
※ 37 名の腰痛患者、1 日 1 回、20 分、合計 10 回治療※ 引用文献：腰痛に対する静電容量の電気転送温熱療法の臨床効果

Clinical Eﬀect of Capacitive Electric Transfer Hyperthermia Therapy forLumbago
Kuniyasu Takahashi1), Tetsuo Suyama1), Makiko Onodera1), Shigeru Hirabayashi2), Nobuyuki
Tsuzuki2), Li Zhong-Shi2)

5〜10cm の深部加温

1) Department of Rehabilitation, Saitama Medical Center, Saitama Medical School,
Kamoda-Tsujidoumachi 1981, Kawagoe City, Saitama 350-8550, Japan

2) Department of Orthopaedic Surgery, Saitama Medical Center, Saitama Medical School
J.Phys.Ther.Sci.11:45-51,1999© The Society of Physical Therapy Science

体内温度 3〜5℃上昇
3〜4 時間の持続性

日本の医療機器規格をクリア
フィジオラジオスティム プロは、機器が電磁妨害を与えず、かつ受けたとしても影響を受けないことを認証する
EMC規格に適合しており、日本国内においてその周波数帯により超短波領域（RF波帯域：13MHz〜27.12MHz）の医療機器として、厚生労働省所管の独立行政法人※による承認を得ています。また、あらゆるラジオ波温熱機器を使用する際に、総務省に提出が必要である高周波利用設備に必要な電波法規格の基準もクリアしています。
※ PMDA（独立行政法人 医薬品医療機器総合機構）

ＥＭＣ規格について：Electromagnetic Compatibility の略で電磁両立性のこと。機器が電磁妨害を与えず、かつ受けたとしても影響を受けないことをクリアした機器が受けられる認証。本製品は IEC60601-1-2:2007 に適合しています。

高周波温熱機器（10kHz以上かつ50W以上）は、電波法第100条に規定される、総務大臣の許可を受けなければならない高周波利用設備に該当し、本製品はその基準をクリアしています。ご使用にあたっては、必要書類を各地域の通信局にご提出ください。

医療機器承認番号：23100BZX00107000
一般的名称：超短波治療器（JMDN コード：35372000）
管理医療機器（クラスⅡ）・特定保守管理医療機器

その他の機能・安全性・操作性
低周波電流による鎮痛、筋萎縮改善

使いやすさとデザインを追求した専用ワゴン

低周波電流プローブを用いることで、経皮的電流

ディスプレイは譜面台のように、立っても座っても画面が最も見やす（TENS）、微弱電流（マイクロカレント）を出力可能。

く、タッチしやすいように設計され、2段の棚板は高さを変えることも浮腫の軽減や鎮痛、血流の促進が可能です。

可能です。短くても長くても使いにくいコードは状況に合わせて必要な長さに取り回しやすくするために本体横のコの字フックに掛けられます。

粘着パッド※ このプローブからラジオ波温熱は出力されません。

ラジオ波温熱（CET/RET）と同時に使用は出来ません。

急性期に非熱モード
打撲や捻挫といった急性期の浮腫の軽減にもラジオ波は有効です。出力を20％程度、DUTY（間欠モード）を50％にすることで、温熱を感じない非熱モードで組織治癒を促進することができます。
急性期

慢性期

▼ DUTY：50%、出力：20％▼ DUTY：100%、出力：80％

DUTY：50％
（間欠）

出力強度
出力休止

出力時間

足回りのホイールは大きく、静音性が高い4輪キャスター。本体手前につかみやすい取手。高精度に作られたDUTY：100％（連続）

美しい曲線の支柱部分は堅牢なスチール製で、マグネット付き電源タップなどを吸着させることができます。

休止時間

安全機能 - スパーク防止 -カラータッチディスプレイ

電極が肌から離れた場合、自動的に出力を停止することで7インチのカラータッチディスプレイと、使いやすさをスパークを未然に防ぐ「ゼロスタート機能」を搭載。

重視したシンプルなインターフェイス。

熱で溶けやすく施術しやすい標準クリーム
一般の市販クリームとは違い、熱伝達の妨げになる金属、カルシウム、塩分を除去し、熱浸透時にもっとも効果が高いと言われている40℃〜45℃時にクリームの伸びが良くなり、施術がしやすくなるように製造されています。※※ 一般的な市販クリームを使用した場合弊社指定の専用クリームではなく、一般の市販クリームでラジオスティムを使用する場合は、カルシウムや塩分等が肌に膜を形成し、高周波電流の流れを妨げることや、市販クリームに含まれる金属成分及び塩分等がスパークを起こす可能性があります。専用クリームを使わずに引き起こされた事象（機器の故障等を含む）については製品保証・サポートの対象外となります。

通電に最適化施術
しやすい豊富なアクセサリ

別売付属品

冷たいアースを温める
アースウォーマー
曲がる、痛くない
フレキシブルアース
柔らかく曲がる加工技術によって、大腿部や下腹部に自在に曲げて巻きつけて使用することができます。
特に運動療法やストレッチを行う際に、対極板が安定して体に密着し、電極との距離を近冬場に限らず、冷房の効いた部屋などで冷たいプレートアース（もしくはフレキシブルアース）を温めておき、不快感をやわらげるウォーマーです。
電源定格

……………

定格消費電力………

AC100V - 240V

50/60Hz

24 Ｗ

動作環境

……………

温度 0℃〜40℃ / 湿度 70％以下

安全機能

……………

過温防止装置内蔵

冬場に効果大顧客満足度 UP

づけることで温熱の効果を高めることができます。
スパーク防止温熱効率 UP

冷え性のアプローチに
CET/RETφ90mm 特大電極
短時間でおなかや背中、ふとももなどの広範囲を温めることが可能です。
腹部のアプローチに効果大

局所アプローチにCETスティック型プローブ
CET スティック型プローブは手元が見やすく、軽いため、細かい施術に適しています。部位によって先端の電極を組み替えて使用することが可能です。
スティック型で握りやすい

サイズ……… Ｗ 18.5 x Ｈ 34.5cm

素材表面…… ステンレス、枠：ラバー（ゴム）

ケガ防止

グリップアースによるストレッチセラピー
主に肩や、肘、手首といった上半身のラバー加工付き※ ご注意
フレキシブルアースは消耗品です。過度に曲げたり（踏みつけたり）、同じ箇所の折り曲げを繰り返すと、製品劣化が早まる原因になります。

治療を行う際に、患者さんの手に持っていただくだけで簡単に温熱治療が可能です。
上肢治療のバリエーション UP

支柱部分にはマグネット電源タップを取り付けられます