TESTEUR D'INSTALLATION MULTIFONCTION
KEW 6516 / 6516BT
Beaucoup
Beaucoup dede puissancepuissance dede test
test dansdans lesles mainsmains desdes
Professionnels
Professionnels dede l'installation
l'installation électriqueélectrique !!
Seulement 6516BT

Isolation

BoucleRCD

100/250/500/1 000V

2/20/200/2 000Ω

10/30/100/300/500/1 000mA

PSC

PFC

Terre

2 000A/20kA

2 000A/20kA2 000A/50kA

20/200/2 000Ω

Interface de communicationUSB

KEW Report
Bluetooth®

ACV

Continuité

300/600V

20/200/2 000Ω

Fréquence

SPD (Varistor)

Rotation de phase

PATKEW 6516 / 6516BT
Fonctionnement en 3 étapes simples
Réglez le cadran rotatif sur votre plage de test.
Connectez l'instrument à l'installation qui est en
train d’être essayer.
Appuyez sur la touche d’essai.

Essai de mains libres

Grand écran de LCD

Par sonde à distance ou à l'aide duverrouillage fonction de la touched’essai.

Toutes les données d’essaisont affichées dans un
grand écran coloré.

verrouillage
fonction

Télécommandesonde touched’essai

Pavé tactile pour détecter etindiquer les tensions terrestresqui sont potentiellement
dangereuses.

Technologie contre déclenchement(avec 2 et 3 fils)
Pour aucun essai de L-PE DE BOUCLE du déclenchement sur tous les RCD.
Avec 3 fils (L, N, PE), pour obtenir les meilleures lectures de précision.
Avec 2 fils seulement, très utile en cas d'absence de Neutre(c.-à-d. lignes de moteur à 3 phases).

Touche d’AIDE [HELP]
La fonction D’AIDE montrera comment attacher
l'instrument par l’intermédiaire de la fonction
sélectionnée.

Test de boucle à partird'une prise murale

0,001 résolutionGrâce à un courant d'essai élevé de 25A, laPhase d'impédance de la boucle vers la Terre est
mesurée avec une haute résolution de 0.001
ohm. Cela peut être utile lors des épreuves dansle tableau principal, plus près du transformateur.

Contrôle de continuité decollage équipotentielBeau

ucoup de Puissance d'essai dans les mains des Professionnels des installations électriques!
Une grande variété de RCDs peutêtre éprouvéeEssai SPD

Tapez AC, A, F, B (Général & Sélectif) EV et RCD variables. Essai
simple et automatique, Essai de rampe et tension de contact.

PCS (Protection contre les surtensions) qui
contient de la varistance peut être éprouvé enmesurant la tension de déclenchement sansdommages.

Essai PAT

Connectivité

KEW 6516 peut télécharger les données de test en
attachant l'adaptateur USB (Modèle 8212-USB),
puis imprimer les rapports d’essai complets par un
PC. Alors que KEW 6516BT peut transférer lesdonnées d’essai vers une tablette ou un
smartphone a travers Bluetooth. Ces données detest peuvent être enregistrées, partagées etenvoyées par e-mail. L'adaptateur d’USB peutégalement être commandé optionnellement.

TRA test (TRA = Testeurs d’appareilamovibles). Il est possible devérifier la résistance à l'isolation etla continuité de la liaison à la terre,
des appareils portables des classes
I et II.

USBZa/Ra Limite

La vérification des exigences desécurité sur une installationélectrique est simplifiée enutilisant la fonction Za/RaLimite. Cette fonction vérifiera
automatiquement si
l'impédance de boucle mesuréepour TN (ou boucle de terre
pour TT) est assez faible pourfaire déclencher (déconnecter)le MCB / Fusible / RCD,
donnante le résultat deRÉUSSIR (✓) ou ÉCHOUER(×) sur l'écran.

KEW 6516

PCBluetooth

KEW 6516BT

KEW 6516 et KEW 6516BT sont livrés avec tout ce dont vous
avez besoin pour tester une installation électriqueAccessoires

Accessoires facultatifs
MODÈLE 8017 A

Longue prolongationde produitMODÈLE 7272

2 bobines de câble avec desfils d'essai,
2 pointes, un plomb d'essai
terrestre, un sac de transport.

MODÈLE 8259

Adaptateur pourborne de mesure[rouge, jaune, vert/1ensemble]

Kits D'ADAPTATEUR de MFT et EVSE
KEW 6516-EV2 : KEW 6516×1, KEW 8602×1
KEW 6516BT-EV2 : KEW 6516BT×1, KEW 8602×1

KEW 8601

ADAPTATEUR EVSE
Prise TYPE1

KEW 8602

ADAPTATEUR EVSE
Prise TYPE 2

● Spécifications de KEW 6516 / 6516BT
Résistance à l'isolation
Tension d'essai
Plage de mesure
Précision
Courant nominal
Courant de court-circuit
Impédance de boucle
Fonction

100V
250V
2,000/20,00/200,0 MΩ
(Portée automatique)±2%rdg±6dgt (2,000/20,00MΩ)±5%rdg±6dgt (200,0MΩ)
1,0-1,2mA
1,0-1,2mA@0,1MΩ
@0,25MΩ
1,5mA max.

BOUCLE DE TTA
L-PE/L-N(3 fils)
Tension nominale
100-260V(50/60Hz)
Plage d'impédance
20,00/200,0/2 000Ω
(Portée automatique)
Précision±3%rdg±6dgt
Courant d'essai nominal à 0Ω de L-N:6A/60ms
la boucle externe :N-PE:10mA
Amplitude/Durée à 230V

PSC/PFC
Plage
Précision
RCDTension nominale
Fonction
Type de RCD
Paramètre decourant dudéclenchement
Précision±3%rdg±10dgt
L-PE:15mA

BOUCLE HAUTE
L-PE(0.01ΩRes)
48-260V(50/60Hz)
20,00/200,0/2 000Ω
(Portée automatique)±3%rdg±4dgt
20Ω:6A/20ms
200Ω:0.5A/20ms
2 000Ω:15mA/500ms

L-PE(0.001ΩRes)
100-260V(50/60Hz)
2,000Ω

L-N/L-L
48-500V(50/60Hz)
20,00Ω

±3%rdg±25mΩ
25A/20ms±3%rdg±4dgt
6A/20ms

2 000A/20kA (L-N(PSC)/L-PE(PFC)) 2 000A/20kA(PFC)

2 000A/20kA(PFC)
2 000A/50kA(PFC)
2 000A/20kA(PSC)
La précision de PSC/PFC est dérivée de la spécification de l'impédance de la boucle de mesurée et de la spécification de la tension mesurée

100-260V(50/60Hz)
x1/2, x1, x5, Rampe, Auto, Uc
6/10/30/100/300/500/1000mA/variable
AC(G/S)
A(G/S)
x1/2,x1,Uc 10/30/100/300/500/1000mA(G) 10/30/100/300/500mAx5
Rampe
Courant dux1/2
déclenchement x1x5
Rampe
Temps dex1/2
déclenchement x1x5

Continuité
Plage
Tension en circuit ouvert (DC)
Mesurer
200mA
actuel
15mA
Précision
Rotation de phaseTension nominale
RemarquesGénéralités
Normes applicables
Interface de communication
Source d'alimentation
Dimension
Poids
Accessoires

Accessoires facultatifs

L-PE(2 fils)
48-260V(50/60Hz)

SPD (Varistor)
500V
1 000V
Max.1 000V
20,00/200,0/1 000MΩ
20,00/200,0/2 000MΩ
0-1 000V (augmente de 1V)(Portée automatique)(Portée automatique)±2%rdg±6dgt (20,00/200,0MΩ) ±2%rdg±6dgt (20,00/200,0MΩ) ±5%rdg±5dgt±5%rdg±6dgt (1 000MΩ)±5%rdg±6dgt (2 000MΩ)
1,0-1,2mA
1,0-1,2mA–@0,5MΩ
@1MΩ
–

10/30/100/300/500mA(S)10/30/100mA
10/30/100mA
10/30/100/300/500mA
10/30/100/300/500mA-8% - -2%
-10% - 0%+2% - +8%0% - +10%+2% - +8%0% - +10%-4% - +4%
-10% - +10%
2 000ms(G/S):±1%rdg±2ms
550ms(G):±1%rdg±2ms,1000ms(S):±1%rdg±2ms
410ms(G/S):±1%rdg±2ms
20,00/200,0/2 000Ω (Portée automatique)
7-14V
200mA ou plus(2Ω ou moins)
15mA±3mA(court-circuit)±2%rdg±8dgt
48-600V(50/60Hz)
Séquence de phase des bonnes remarques : elles sont affichées "1.2.3" et elles marquent
Séquence de phase inversée : elles sont affichées "3.2.1" et elles marquent

F(G/S)
10/30/100/300/500mA

B(G/S)
10/30/100/300mA

EV
6mA(×1 uniquement)

10/30/100mA
10/30/100/300/500mA-10% - 0%
0% - +10%
0% - +10%-10% - +10%

10/30mA
10/30/100/300mA-10% - 0%
0% - +10%
0% - +10%-10% - +10%

–
6 mA
–
0% - +10%–-10% - +10%–
10,5s:±1%±2ms
–

Volts
Plage
Plage demesure
Précision

300,0/600V(Portée automatique)
Volts2-600V
Fréquence 45-65Hz
Volts±2%rdg±4dgt
Fréquence ±0.5%rdg±2dgt

TerrePlagePrécision

20,00/200,0/2 000Ω(Portée automatique)±2%rdg±0,08Ω(20,00Ω)±2%rdg±3dgt(200,0/2000Ω)

IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT III 600V Degré de pollution 2, IEC 61010-2-034, IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10, IEC 60529(IP40), IEC 61326(EMC)
USB, Bluetooth® 5.0*¹, AndroidTM 5,0 ou version ultérieure, iOS 10,0 ou version ultérieure
LR6(AA)(1,5 V) × 8136(L) × 235(W) × 114(D)mm
1 350g (piles comprises)
Fil d'essai principal*², 7281(Fil d'essai avec commutateur de télécommande), 7246(Tête d'essai de la carte de distribution), 7228A(Plomb d'essai de résistanceterrestre), 8041(Pics terrestres auxiliaires[2 pics/1 série]) 9084(Boîtier souple), 9142(Sac de transport), 9151(Bracelet à épaulettes), 9199(Pavé à épaulettes),
LR6(AA) × 8, Mode d'emploi, 8212-USB(adaptateur USB avec "KEW Report (Logiciel)")*³, Certificat d'étalonnage8212-USB(adaptateur USB avec « KEW Report (Logiciel) »)*³, 8259(Adaptateur pour borne de mesure), 7272(Câble de mesure de précision), 8017A(Prolongation longue)
8601(ADAPTATEUR EVSE), 8602(ADAPTATEUR EVSE)*¹ 6516BT seulement*² 7187A : prise britannique, 7218A:(EU) prise européenne SCHUKO, prise sud-africaine 7221A(SA), prise australienne 7222A:(AU)*³ 8212-USB : Accessoire standard pour 6516, accessoire optionnel pour 6516BT
Bluetooth est une marque commerciale ou une marque déposée de Bluetooth SIG. Inc.
Android est une marque de commerce ou une marque déposée de Google Inc.
iOS est une marque de commerce ou une marque déposée de Cisco Technology, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

● Cette brochure a été produite en septembre 2023. Le contenu de cette brochure peut être modifié sans préavis.

KEW_6516/6516BT-3E_Sep23_SS_1.fr