CAT.No.CAA025-2

オーバル塗装・塗布用製品
塗装・塗布工程に応じたソリューションを提供いたします。
塗料の製造工程や調合工程
2液塗装時の混 合比率管理理
混合比率管理塗料のゲル化
塗 料のゲル化化などによる『詰まり』監視
視『詰まり』
塗 装ブースでのの塗装ブースでの塗布量管理

塗料製造・調合・希釈
バッチカウンタ方式

シーケンサ・パソコン方式

バッチカウンタ（パネルマウントタイプ）

防爆形バッチカウンタ

プリンタ

原料タンク

操作パネル
( シーケンサ )

管理 PC

原料タンク

バルブ
原料タンク

バルブ
原料タンク

ポンプ

ポンプ

流量計

流量計

調合タンク

調合タンク

バルブ

バルブ

流量計

ポンプ

流量計

ポンプ

塗料の製造、調合、希釈工程は、それぞれのラインのバッチカウンタを使用し、調合タンクへ投入します。

管理 PC やシーケンサを収納した操作パネルを使用して、集中管理する方式です。プリンタを結合し、出荷量の印字や伝票作成も可能です。グラフィックパネルによるシステムの稼働状況監視も行えます。

お困り事はどうするか…

ございませんか？
流量計メーカーならではの計測センサーによるソリューションをさまざまな装置・システムに変換してお届けします

事 前 調 査・設 計・製 作・施 工・試 運 転・保 守 ま で

例えば、簡易的に充填するには…
このような簡易充填装置も用意しています。

O V A L が ワ ン ストップ で ご 提 供

高精度・汎用形 容積流量計

ULTRA OVAL Type S

標準仕様

ULTRA OVAL Type Sは楕円歯車構造の項

容積流量計で、一般に計量精度の良い呼測定ができ、流量の積算にも適してい接ると言われています。工業計器をはじめ

材

目
び
続内規

格

JIS10、16、20、30K/
ASME or JPI150、300

料 接液部：SCS14、他

として、さまざまな産業で広く使用され流ています。石油類の取引証明用流量計

精として重要な地位を占めるなど、信頼使 用 温 度 範 囲性に優れている流量計です。

構量

容

径 10〜350mm

範囲※

ケ−ス：SUS316、他0.2L/h〜44m3/h（9形式）
最大1000m3/h（350mm）まで可能

度 ±0.2%RD、±0.5%RD、他−10〜+120℃（標準形）
高温用：Max260℃、低温用：Min：−60℃

造 耐圧防爆※：粘度5〜1000mPa・sの場合

高機能・高精度形 コリオリ流量計

ALTImassⅡ Type U

標準仕様

コリオリ流量計は塗料や溶剤の他、さ項目

まざまな分野において使用されていま呼す。流量範囲も広く、直接質量計測が行接

続え、高粘度流体にも適しています。可動

接液流量部が無く、スラリー計測も行えます。

び精規部

度内

容

径 10、15、25、40、50、80mm
格JIS10、20、30、40、63K/
ASME or JPI150、300、600/ヘルール/ねじ込み

材 料 SUS316L、SUS316L+Alloy C、Alloy C範

囲 0〜240000kg/h（7形式）

液体 ±0.1%RD

密度 ±0.0005g/mL

使 用 温 度 範 囲 ※ −200〜+200℃

最 高 使 用 圧 力 9.4MPa（接続規格により異なる）
造 耐圧防爆+本質安全防爆

構※：防爆仕様の場合、防爆温度等級となります。

バッチカウンター

標準仕様

バッチカウンタは流量計、バルブと組み合わせて一定量の流体を計量します。
本器はワンチップマイコンを搭載し、多標準形 EL1812（パネルマウントタイプ）

防爆形 EL7320

項目形

内式

EL1812

容EL7320

結 合 流 量 計 用 電 源 13.5VDC or 24VDC
表示 バッチ設定量、バッチ量、累積積算値、他くの機能を持った使い易いバッチカウ

入力

信号 流量（パルス）、外部操作ンタです。塗料工場における原料の調出力

信号合工程などの合理化、省力化に貢献し機ます。

周囲

温

バルブ操作、バッチ完了、アラーム、流量パルス、ポンプ操作

能 スケーラ、分周設定
度−10〜+50℃−20〜+50℃

構造

非防爆

防爆

電源 AC電源2液塗装
2液混合塗装装置へ搭載

塗装ロボットアームへ搭載

主剤
硬化剤
定量
ポンプ

塗装ロボットアーム内
流量計

流量計

それぞれの使用量、用量 配合比率を確認するうえで、配合比率を確認するう
高応答・高分解能のHi SHOTGEARが最適です！

塗装ロボットアームに搭載するうえで、振動、高電圧に強く、小形軽量のHi SHOTGEARが最適です！

微少流量計測 コリオリ流量計

ALTImassⅡ CA003

標準仕様

コンパクトな設計で、装置への搭載に最適な流量計です。端子箱を取り外した装置搭載専用モデルも用意しております。可動部が無く、スラリー計測も行え洗浄しやすい1本チューブ構造です。独
自の三次モード振動により耐震性も向上し、耐震台不要で、直接配管が可能です。

項目形

内容式 CA003

呼び接続径 10mm
規格

JIS10、20、30、40、63K/
ASME or JPI150、300、600/ヘルール、ねじ込み

接 液 部 材 料 SUS316L、SUS316L+Alloy C、Alloy C
流量精度

範

囲 0〜144kg/h

流量 ±0.1%RD（液体）

密度 ±0.0005g/mL

使 用 温 度 範 囲 ※ −200〜+200℃
最 高 使 用 圧 力 10MPa、15MPa（接続規格により異なる）
構

造 耐圧防爆＋本質安全防爆※：防爆仕様の場合、防爆温度等級となります。

極微少流量計測 コリオリ流量計

ALTImassⅡ
CA00A/CA001

標準仕様

コンパクトな設計で、装置への搭載に最適な流量計です。可動部が無く、スラリ項目形

内式

呼び接ブ構造です。耐震台不要で、直接配管

接 液 部 材 料 SUS316Lが可能です。

流量精度

規CA001

径 1/4″
格 R1/4

ー計測も行え、洗浄しやすい1本チュー

続容CA00A

範囲

流量 ±0.2%RD（液体）

密度 ±0.003g/mL

0〜60g/min

0〜225g/min

使 用 温 度 範 囲 ※ −200〜+200℃
最 高 使 用 圧 力 15MPa（液体）at 20℃
構

造 耐圧防爆＋本質安全防爆※：防爆仕様の場合、防爆温度等級となります。

軽量コンパクトな円ギア容積流量計

Hi SHOTGEAR

標準仕様

塗料などの塗装用液体計測のために開発された円ギア構造の流量計です。歯車のギア1個ずつを信号検知するため、高分解 能なパルス信号を出 力できます。非常にコンパクトで、装置搭載へ最適です。

項目形式

内LSGG13

容LSGG23

接続規格 Φ6（アダプタ使用時はRc1/4またはG1/4）

流量範

囲公 称メータ係 数
精20〜1000mL/min

50〜2000mL/min

0.04366mL/P

0.1215mL/P

度 ±0.5%RD（30mPa・s以上の場合）

最 高 使 用 圧 力 25MPa
材
出質
力

信

本体：SUS316L、回転子：SUS329J4L
軸受：超硬合金、変換器部筐体：アルミ号 NPNまたはPNPトランジスタ出力

使 用 温 度 範 囲 −20〜+60℃
構

造 本質安全防爆

塗布使用量・詰まり監視
スプレーガン塗装

スピンドル塗装
電空変換器
原料タンク
流量信号
（4〜20mA）

空気圧信号

原料タンク
流量調整弁
流量計

ダイヤフラム
ポンプ

流量計

定量ポンプ

乾燥工程へ塗布時における塗料の使用量管理に使用されます。また、コリオリ流量計には可動部が無いため、固まり易い塗料や、アルミ粉を含む顔料などに非常に有効です。
流量計からの瞬時流量値を常時監視することにより、詰まりやポンプの故障などを検知できるため、製品の品質を向上することができます。

廉価・微少形 コリオリ流量計

CoriMateⅡ

標準仕様

ユーザーニーズを凝縮した、 安価で高性能、高い安全性を備えた 汎用

項目形
呼び

内

容式

CR002

CR003

CR004

径0.7mm1.5mm

3mm

コリオリ流量計です。

接続規

格 Rc1/8

塗布時の使用量管理のみならず、瞬流量

範

囲 2.5〜75g/min 10〜300g/min 90〜2700g/min

時値の監視により、詰まり監視にも精役立ちます。

使 用 温 度 範 囲 −10〜+60℃（変換器分離形：-20〜+100℃）

度±0.3%RD（流量33%を超え、100%以下）±0.1%FS（流量33%以下）

最 高 使 用 圧 力 2MPa

一体形

構

造 非防爆

変換器分離形

微少・小形 容積流量計

標準仕様

フローメイト

堅牢で安価な信頼性抜群のオーバル

項目形

歯車式流量計です。
各種液体の微少流量計測に最適な流量計です。

接続材

料

流量内容40形

41形

式39形

規格Rc1/4

本体

SUS316

SUS316orアルミニウムorアルマイト処理

回 転 子

PPS樹脂

特殊樹脂

特殊樹脂orSUS316L焼結

囲 ※ 0.12〜6L/h 1〜50L/h

2〜100L/h 7〜500L/h

範

精45形

Rp1/8

度 ±3〜8%RD

Rp1/4±1.0%RD使 用 温 度 範 囲 −20〜+80℃
最 高 使 用 圧 力 ※ 0.49MPa
構0.98MPa

造 非防爆※粘度0.8〜2mPa・sの場合● 当カタログの仕様は令和3年2月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
● 本カタログの著作権は株式会社オーバルに帰属します。本カタログの全部または一部を当社の許可なく転写、複写、転載を禁じます。

製品の詳細については、web よりカタログ・一般仕様書をご参照ください。
■ 本社・東京営業
TEL.（03）3360-5141、5151 FAX.（03）3365-8601

代理店/販売店■ 北海道営業所 TEL.（011）555-3713■ 苫小牧サテライト事務所 TEL.（0144）84-3910■ 東 北 営 業 所 TEL.（022）263-0773■ 新 潟 営 業 所 TEL.（025）245-6912■ 北 陸 営 業 所 TEL.（076）420-3690■ 鹿 島 営 業 所 TEL.（0299）95-0577■ 北関東営業所 TEL.（027）333-1144■ 千 葉 営 業 所 TEL.（0436）62-6096■ 神奈川営業所 TEL.（045）785-7392

FAX.（011）555-3714
FAX.（0144）84-3911
FAX.（022）262-0469
FAX.（025）243-5634
FAX.（076）420-3632
FAX.（0299）95-0578FAX.（027）333-1145
FAX.（0436）62-6079
FAX.（045）785-7393■ 静 岡 営 業 所 TEL.（054）280-6270■ 中 部 営 業 所 TEL.（0566）63-5655■ 四日市営業所 TEL.（059）356-8161■ 大 阪 営 業 所 TEL.（06）6190-6960■ 加古川営業所 TEL.（079）453-5115■ 岡 山 営 業 所 TEL.（086）456-2818■ 山 口 営 業 所 TEL.（0834）64-6221■ 九 州 営 業 所 TEL.（092）607-8855■ 大 分 営 業 所 TEL.（097）551-0500

FAX.（054）282-2230
FAX.（0566）63-5657
FAX.（059）355-3123
FAX.（06）6190-6963
FAX.（079）453-5116
FAX.（086）456-2029
FAX.（0834）61-2205
FAX.（092）607-8900
FAX.（097）552-0435
1911 2102 1911S