先進的な非線形顕微鏡用のレーザ光源
ディープイメージング用の高いパルスエネルギー1250〜1800nmの波長可変範囲で、3Pイメージングに対応
最短50 fsのパルス幅で、高いピーク出力を達成
波長とGDDの自動制御で、簡便な操作性を実現
市場をリードする
パルスエネルギー安定性

出力およびパルスエネルギーと波長の関係（1MHz時）

GDD制御範囲

1000

1.05000.54000.4
GDD制御なしの出力
GDD制御ありの出力

300
200

1300

1400

100.3

1500
波長, nm

1600

1700

5GDD, 103 fs

2.0
パルスエネルギー, µJ

出力, mW15
2000

0-5-10-150.2
1800-20仕様範囲
1.3

1.41.5波長, µm

1.61.71.8

パルス幅典型値（波長：1300 nmと1700 nmの場合）

1.0

1300 nm1700 nm

強度, a.u.

0.80.647.0 fs

56.7 fs

0.40.2

0.0-30 0 -200 -100

0100遅延, fs

LIGHT CONVERSION

200 300 -30 0 -200 -100

0100遅延, fs

200300WWW.LIGHTCON.COM

仕様
モデル

CRONUS-3P（出力制御機能付き）

CRONUS-3P波長可変範囲 1)

1250 ‒ 1800 nm

繰り返し周波数 2)

シングルショット〜1MHzまたは2MHz
1300 nm1700 nm1300 nm1700 nm

パルス幅< 50 fs< 65 fs< 50 fs< 65 fs

平均出力> 1100 mW @ 1 MHz> 800 mW @ 2 MHz> 800 mW @ 1 MHz> 500 mW @ 2 MHz> 1000 mW @ 1 MHz> 700 mW @ 2 MHz> 700 mW @ 1 MHz> 400 mW @ 2 MHz

GDD制御範囲 3)−4000 to +9000 fs 2

−12000 to +3500 fs2−4000 to +9000 fs 2

−12000 to +3500 fs2

ビーム径 4)2 ‒ 4 mm

ビーム品質（M²）< 1.2

ビーム楕円率> 0.8

ビーム拡がり角< 1 mradビームポインティング安定性< 100 µrad

長時間出力安定性（24時間） 5)< 1%

パルスエネルギー安定性（1分） 5)< 1%

GDD制御なしのメイン出力> 1500 mW @ 1 MHz> 1000 mW @ 2 MHz

平均出力 6)> 1050 mW @ 1 MHz> 700 mW @ 2 MHzn/a

その他の出力補助の1030 nm増幅器出力1030 ± 10 nm、最大40 W、最大2 MHz、< 250 fs

オプションの1030 nmオシレータ出力

1030 ± 10 nm、最大500 mW、約65 MHz、約200 fs

1) 波長可変範囲が650〜920 nmに拡張された2P+3P構成もご提供できます。弊社にお問い合わせください。
2) 繰り返し周波数を低くしてパルスエネルギーを高くするオプションがご利用いただけます。
3) 連続分散制御：−3000 fs2で+3000 fs2の顕微鏡を補正。

4) 1/e2（コンプレッサ後出力にて測定）
5) NRMSD （正規化平均二乗偏差）値。
6) v1のみの値です。詳細については、弊社にお問い合わせください。

DANGER: VISIBLE AND/OR INVISIBLE
LASER RADIATION AVOID EYE OR SKINEXPOSURE TO DIRECT, REFLECTEDOR SCATTERED RADIATION

CLASS 4 LASER PRODUCT

パルスエネルギー分布典型値（波長：1300 nm）

長時間パルス安定性典型値（波長：1300 nm）

λ = 1300 nm

λ = 1300 nm
NRMSD = 0.35%

出力, W

1.4

NRMSD = 0.29%
1.3050100

150
時間, h200

250300CRONUS-3P 外形図

0.960.98

1.00
1.02パルスエネルギー, a.u.

ビームプロファイル（波長：1300 nm）

391350855

https://www.phototechnica.co.jp

REV. 230821 | SALES@LIGHTCON.COM〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和 1-2-17
TEL : 048-871-0067 FAX : 048-871-0068
e-mail : voc@phototechnica.co.jp

1.04

3チャネルの波長可変フェムト秒レーザ
高い繰り返し周波数におけるWレベルの出力で、高速イメージングに対応
マルチビームの同時励起2つの可変波長出力と1つの固定波長出力

自動GDD制御で、サンプルでの最短パルスを実現

高い出力とビーム安定性を実現する
産業用グレードデザイン

CRONUS-2Pのチューニング曲線

GDD制御範囲
104.0
3.50

3.0GDD, 102 fs3出力, W

2.52.0

出力 A
出力 B
出力 C

1.51.0700-10-20
出力 A
出力B
仕様範囲-30800

900

1000

1100

波長, nm

1200-40

1300

700

800

900

1000

波長, nm

1100

1200

1300

CRONUS-2P出力安定性典型値（波長：900 nm）

CRONUS-2Pの相対強度ノイズ（RIN）
-145

155-

160-165

λ = 900 nm
NRMSD = 0.15%

3.2
出力, W

-

150

RIN, dBc/Hz-

出力 A
出力 B
出力 C

3.0

Shot noise
2.80.2

LIGHT CONVERSION

0.40 .60.8 1.0
周波数, MHz

2.04.06 .0 8.0 10.00200

400

600
時間, h800

1000

1200

WWW.LIGHTCON.COM

仕様
モデル
波長可変範囲出力A

出力B

出力C680 ‒ 960 nm

960 ‒ 1300 nm

1025 nm (ﬁxed)> 3 W @ 920 nm> 2.5 W @ 1100 nm> 2.5 W1)

平均出力 2)パルス幅 3) 4)< 160 fs

繰り返し周波数77 ± 1 MHz

ビーム品質（M²） 3)< 1.2偏光

直線偏光、水平ビーム拡がり角（全角）ビーム径（1/e²）< 1 mrad< 1.5 mrad

3.0 ± 0.4 mm3)

3.2 ± 0.4 mm

ビーム楕円率 3)> 0.8

ビーム非点収差 3)< 20%

ビームポインティング安定性 5)
長時間出力安定性（24時間）

2.8 ± 0.4 mmn/a< 200 µrad
< 1%3) 6)

GDD制御範囲−10000 to −35000 fs² @ 700 nm−3000 to −20 000 fs² @ 800 nm
0 to −10 000 fs² @ 960 nm

0 to −10 000 fs² @ 960 nm−3000 to −10 000 fs² @ 1100 nm−6 000 to −12 000 fs² @ 1300 nm

340 ‒ 480 nm

480 ‒ 650 nm

n/a

波長拡張オプション（UV-VIS）
第2高調波チューニング範囲
ピーク時の変換効率

> 30%

n/a

動作環境要件高度< 2000 m

温度（動作時）18 ‒ 30 °C

温度（保管時）10 ‒ 35 °C

相対湿度（動作時）< 80%（結露無きこと）
レーザ: 95 V AC, 16 A ‒ 240 V AC, 7 A; 50 / 60 Hz
チラー: 100 ‒ 230 V AC; 50 / 60 Hz

電源
定格電力

レーザ: 1700 W; Chiller: 1400 W

寸法
レーザヘッド（L × W × H）

806 × 528 × 311 mm

電源とチラーのラック（L × W × H）

642 × 553 × 673 mm

1) デュアル出力Aまたはデュアル出力Bの構成もご提供できます。
2) 同時モード：> 1 W @ 920 nm、> 1 W @ 1100 nm、> 2.5 W @1025 nm3) 仕様値は、920 nm、1100 nm、1025 nmで規定されています。

4) IRパルス幅は、sech2パルス形状を使用します。
5) ビームポインティング偏差仕様は、チューニング範囲およびGDD
制御範囲全体6) NRMSD （正規化平均二乗偏差）値。1時間のウォームアップ後の温度変化は±1℃未満とします。

外形図
CRONUS-2P901

側面図

正面図

26012531680 6

22025136

575

7.5

292248

レーザ出射口 680 ‒ 960 nm
レーザ出射口（1025 nm固定）

50

550

528

レーザ出射口 960 ‒ 1300 nm

上面図

https://www.phototechnica.co.jp

REV. 230821 | SALES@LIGHTCON.COM〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和 1-2-17
TEL : 048-871-0067 FAX : 048-871-0068
e-mail : voc@phototechnica.co.jp

DANGER: VISIBLE AND/OR INVISIBLE
LASER RADIATION AVOID EYE OR SKINEXPOSURE TO DIRECT, REFLECTEDOR SCATTERED RADIATION

CLASS 4 LASER PRODUCT