CAT.No.CBE007-5

液体用マルチパス超音波流量計

Multipath Ultrasonic Flowmeters

Psonic-L4

各分野の技術力を集結させ、１つの製品がここに誕生しました。
エレクトロ
ニクス技術

+

校正設備と校正技術+機械設計・加工技術

高精度

取引計量に最適

実流校正で 0.15%RDを実現

特シンプルな構造

純国産による高い信頼長センサ技術++

数値流体計算技術

可動部なし（圧力損失がない）メンテナンスフリー
各種認証取得TIIS、ATEX、KCs防爆、OIML（国際法定計量機関）R117-1準拠

センサケーブルが露出しないスマートな外観

平行パス（測線）の採用による長期安定性と冗長性
平行パスによる長期安定性

4パスによる冗長性

超音波の減衰が少なく、強い信号が得られま万が一、センサが故障しても、流量測定を継続できるよう、欠測時の補完処理をす。配管内に超音波を反射させるタイプに比行います。これにより、ダウンタイムを最小限にさせることが可能です。

べ、管内面の汚れなどによるリスクが少なく長期的安定性が保たれます。

欠測時の補完処理
欠測となった場合、対になる測線の計測値を使用して流量を算出することで計測を継続することができます。左の例では、測線4のデータが使用できない場合、軸対象の測線1のデータを測線4のデータとして代用して測定を継続します。
※：「」は、欠測を示します。

超音波流量計とは（計測原理）
伝搬時間と流速（流量）
超音波流量計は一方のセンサから発信された超音波が、もう一方で受信するまでの時間を計測しています。この時間を「伝搬時間」といいます。センサA→センサBへの伝搬時間（Tab）と、センサB→センサAへの伝搬時間（Tba）は、流れのない時の伝搬時間は等しくなります。
しかし、流れがある場合は、超音波信号も流されるのでTabとTbaの伝搬時間に差が生じます。
超音波流量計ではセンサの伝搬時間TabとTbaを計測して、二つの伝搬時間の「差」から流速を算出し、配管内の断面積を乗じて流量を求めています。

V=111（ Tab ー Tba ）2 cosθ

V: 流速［m/s］ L: センサ間距離［m］ θ: 管軸との交差角［度］
Tab: センサ A から B の伝搬時間［s］ Tba: センサ B から A の伝搬時間［s］

㱤 Q=V A K

流量＝流速 断面積 係数

新しい石油製品取引流量計

豊富な自己診断機能の搭載
液体用（とくに石油類の計量用）流量計としてより高い稼●

Psonic-L4は石油製品取引に対応●

1台のPsonic-L4で石油製品の双方向計測が可能●

双方向計測で配管レイアウトが簡易化され、配管コストが低減●

ストレーナ不要のためランニングコスト削減●

既存のタービン流量計の更新に最適な構造

整流器付き上流管（HVL）

働安定性を目指し、自己診断機能を充実させました。
ハードウェア
故障検知

送信回路エラー

受信回路エラー

測定値の健全性
確認通知

上限警報

下限警報

センサ故障
または非満管検知

受波なしエラー

ゼロ点調整を実施したかの通知

未実施エラーROMチェック異常整流器付き上流管（HVL）

流速分布に異常がないかどうかの検知

A方向

エラー発生時の動作

B方向

偏流

旋回流の検知●ステータス出力●LCD画面にエラー表示●パルス、アナログ出力を指定値にさせる（HIGH、LOW、HOLD、NONE）

高精度 0.15％RDを実現
4パスにより高精度 0.15％RDを実現しました。
さらに、ISO/IEC17025認証
設備で校正試験を行うことによって取引用途で必須となるトレーサビリティが確保でき
1 E＋04ます。

1 E＋05

レイノズル数■ 整流器付上流管（10D）と下流管（5D）を配管した条件）

様々なアプリケーションに対応●海上出荷・受入での取引●パイプラインの取引●FPSO（浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備）での取引●FSO（浮体式海洋石油・ガス貯蔵積出設備）での貯蔵・積出量の管理●工場ラインにおける厳正な管理

石油などの高価なエネルギー流体の計測には精度と共にメンテナンスフリーも重要になってきています。

1 E＋06

1 E＋07■ OIML R117-1Evaluation Report【標準仕様】
項 目

内容
石油、重油、その他液体（超音波が伝搬する均一液体）

適用流体
呼び径

100、150、200、250、300mm

接続規格

JIS10、20、30K RF、JPI150、300 RF、ASME150、300 RF
SCS13A

本体材質
周囲温度範囲−20〜+60℃

流体温度範囲−20〜+120℃

最大使用圧力

設計圧力：8MPa at 120℃
（接続規格により異なる）
0.1〜400mm 2/s（0.1〜400cSt）

粘度範囲
流速計測範囲−10〜+10m/s

工場校正精度

0.15%RD１）ご使用条件と同一レイノルズ数で校正する場合（高精度校正）（整流器付上流管、下流管付）

0.5%RD２）ご使用条件と同一レイノルズ数で校正しない場合（標準）（整流器付上流管、下流管付）

1.0%RD

３）流量計単品の場合

変 換 器 取 付 構造

一体形

アナログ出力

絶縁アクティブ出力4〜20mA 最大負荷抵抗600Ω 精度： 0.1% FS

パ ルス出 力

絶縁オープンコレクタ出力〔Max. 30VDC、50mA、ON時電圧1.5V以下〕または電圧パルス出力〔1.5V 5％〕より2出力
最大周波数：10kHz
絶縁フォトモスリレー出力〔Max. 30VDC、50mA、ON時電圧1.5V以下〕
アラーム出力 / 逆流検出

ステータス出力Max．
1km

出力伝送距離85〜240VAC 50/60Hz 、20〜30VDC

電 源
消費電力

Max．
10W

保護等級

IP66

【流量範囲】【認 証】
計測可能下限流量（m /h）
3呼び径（m m ）標準ローカット（0.1m/s）

100

最小流量（m3/h）

最大流量（m3/h）

2.7

13270

150

6.030600

200

10.0

501000

250

16.0

80

1600

300

23.01102300

防 爆

TIIS：変換器端子部：Ex dⅡB T4
変換器演算部：Ex d [ia]ⅡB T4
トランスデューサー部：Ex iaⅡB T4
ATEX：Ⅱ1/2G Ex d iaⅡB T4 Ga/Gb
KCs：Ex d iaⅡB T4 Ga/Gb

その他 規 格OIML R117-1：2007
OIML D11：2004
高圧ガス保安法※保証最小流量は、0.5m/s 又はRe=8,000 のいずれか大きい値による。
（上記の値は0.5m/s の値を記載）（242）【外形寸法】

呼び径100mm

B

150mm

200mm

250mm

A
300mm

フランジ
JIS10K
JIS20K
JIS30K
ASME150/JPI150
ASME300/JPI300
JIS10K
JIS20K
JIS30K
ASME150/JPI150
ASME300/JPI300
JIS10K
JIS20K
JIS30K
ASME150/JPI150
ASME300/JPI300
JIS10K
JIS20K
JIS30K
ASME150/JPI150
ASME300/JPI300
JIS10K
JIS20K
JIS30K
ASME150/JPI150
ASME300/JPI300

A（mm）

B（mm）

450411490436540462590

487

650

513

概算質量（kg）
5256625766
82
90
10485102111
121139121
144148169
199161201178
205
252212258● 当カタログの仕様は平成30年11月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
● 本カタログの著作権は株式会社オーバルに帰属します。本カタログの全部または一部を当社の許可なく転写、複写、転載を禁じます。

安全にお使いいただくために製品の詳細については、web よりカタログ・一般仕様書をご参照ください。

● ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
■ 本社・東京営業

TEL.（03）3360-5141、5151 FAX.（03）3365-8601
代理店/販売店■ 北海道営業所 TEL.（0123）49-3360■ 東 北 営 業 所 TEL.（022）263-0773■ 新 潟 営 業 所 TEL.（025）245-6912■ 北 陸 営 業 所 TEL.（076）420-3690■ 鹿 島 営 業 所 TEL.（0299）95-0577■ 北関東営業所 TEL.（027）333-1144■ 千 葉 営 業 所 TEL.（0436）62-6096■ 神奈川営業所 TEL.（045）785-7392■ 静 岡 営 業 所 TEL.（054）280-6270

FAX.（0123）22-4420
FAX.（022）262-0469
FAX.（025）243-5634
FAX.（076）420-3632
FAX.（0299）95-0578
FAX.（027）333-1145
FAX.（0436）62-6079
FAX.（045）785-7393
FAX.（054）282-2230■ 中 部 営 業 所 TEL.（0566）63-5655■ 四日市営業所 TEL.（059）356-8161■ 大 阪 営 業 所 TEL.（06）6190-6960■ 加古川営業所 TEL.（079）453-5115■ 岡 山 営 業 所 TEL.（086）456-2818■ 山 口 営 業 所 TEL.（0834）64-6221■ 九 州 営 業 所 TEL.（092）607-8855■ 大 分 営 業 所 TEL.（097）551-0500

FAX.（0566）63-5657
FAX.（059）355-3123
FAX.（06）6190-6963
FAX.（079）453-5116
FAX.（086）456-2029
FAX.（0834）61-2205
FAX.（092）607-8900
FAX.（097）552-0435

1405 1811 1609S(1000)