付録 3-1
AMSR レベル 1 プロダクトフォーマット説明書（MAS-100046A）

MAS-100046A

ADEOS-Ⅱ AMSR
レベル 1 プロダクト フォーマット説明書

宇宙航空研究開発機構
COPYRIGHT JAXA

目 次
1. はじめに .............................................................................. 1
1.1. 概要 ................................................................................................................................... 1
2. 衛星及びセンサの概要 .................................................................. 2
2.1. 環境観測技術衛星（ADEOS-II）の概要 .................................................................................... 2
2.2. センサ概要 .......................................................................................................................... 4
2.3. AMSR 観測原理 ................................................................................................................... 5
2.4. 観測方法 ............................................................................................................................ 5
3. AMSR レベル 1 処理プロダクト ........................................................... 6
3.1. AMSR シーン定義................................................................................................................. 6
3.2. AMSR レベル 1 プロダクト仕様 ............................................................................................... 8
4. HDF ................................................................................... 94.1. HDF 概要............................................................................................................................ 94.2. HDF ファイル ....................................................................................................................... 9§Ｌ１Ａ．AMSR レベル１A プロダクトフォーマット
§Ｌ１Ｂ．AMSR レベル１B プロダクトフォーマット
§Ｌ１Ｍ．AMSR レベル１BMap プロダクトフォーマット

1.

はじめに
本資料は、ADEOS-II（Advanced Earth Observation Satellite II）に搭載している AMSR（Advanced Microwave

Scanning Radiometer）のレベル 1 プロダクトを説明したものである。

1.1.

概要

AMSR のプロダクトには、表 1.1-1 に示す幾つかのレベルがある。本書では、このうちのレベル 1 プロダクト（レベル 1A、レベル 1B、レベル 1BMap）について解説する。

表 1.1-1 AMSR プロダクトの種類
プロダクト

概要

レベル
1A

補正処理を実施していない観測データのカウント値、ラジオメトリック補正をする為の変換係数、各観測点に対応した幾何学情報（観測位置、太陽角、観測方向等）、補足情報等を格納したプ
ロダクト

1B

レベル 1A のデータに対して、ラジオメトリック補正係数を用いて観測データのみ輝度温度に変換し、1A と同様の補足情報を格納したプロダクト

1B Map

レベル 1B のプロダクトから約 3,000km 四方で切出した観測データを地図投影変換し、その補足
情報を格納したプロダクト。
地図投影については、等緯経度、メルカトール、ポーラステレオがある。

2

レベル 1B のプロダクトから水に関する物理量（積算水蒸気量、積算雲水量、降水量、海上風
速、海面温度、海氷密接度、土壌水分量、積雪量）を算出し、そのデータと補足情報を格納したプロダクト。

2Map

レベル 2 のプロダクトから約 3,000km 四方で切出した観測データを地図投影変換し、その補足
情報を格納したプロダクト。

3

レベル 2 のプロダクトに対して、あらかじめ定義された全球のグリッドに日平均、月平均した観測
データとその補足情報を格納したプロダクト。
※網掛けは、本文書対象外

1

2.

衛星及びセンサの概要

2.1.

環境観測技術衛星（ADEOS-II）の概要

環境観測技術衛星（ADEOS-II）は、2002 年 12 月に種子島宇宙センター射場から H2A ロケットによって打ち上げられた。ADEOS-II は、ADEOS の観測ミッションを継承するとともに、地球温暖化等のグローバルな環境変
動のメカニズムの把握や、気象、及び漁業等の実利用の面への貢献を図るとともに、観測技術の開発・高度化等を目的としていた。

図 2.1-1 に ADEOS-II の概観図を示す。また、主要諸元を表 2.1-1、搭載センサを表 2.1-2 に示す。

図 2.1-1 ADEOS-II の概観図

2

表 2.1-1

軌道

AMSR
GLI
ILAS-II
Sea Winds
POLDERADEOS-II の主要諸元

打ち上げ

2002 年 12 月 14 日

重量

約 3,700 kg (打上げ時)

電力

5,000W 以上(寿命末期)

寿命

3 年 (目標)種類

太陽同期準回帰軌道

高度802.9 km

軌道傾斜角98.62 度

周期

101 分

回帰日数

4 日

降交点地方時AM 10: 30 ± 15 分

表 2.1-2 ADEOS-II の搭載センサ
センサ
高性能マイクロ波放射計(Advanced Microwave Scanning Radiometer)グローバル・イメージャー(Global Imager)
改良型大気周縁赤外分光計 II 型
(Improved Limb Atmospheric Spectrometer-II)
海上風観測装置(Sea Winds)
地表反射光観測装置(Polarization and Directionality of the Earth’s Reflectances)* JAXA; Japan Aerospace Exploration Agency (宇宙航空研究開発機構)* JME; Japan Ministry of Environment (環境省)* NASA; National Aeronautics and Space Administration (米国航空宇宙局)* CNES; Centre National d'Etudes Spatiales (フランス国立宇宙センター)

3

開発機関(国)
JAXA

（日本）

JAXA

（日本）

JME
NASA
CNES

（日本）
（アメリカ）（フランス）

2.2.

センサ概要
AMSR（高性能マイクロ波放射計）は、マイクロ波放射計としては過去最大級の直径で、高解像度での水に関するデータを収集することが可能なセンサである。また、AMSR は、マイクロ波を用いているため、夜間や雲が出ている状況でも地表観測ができるメリットがあり、雲を透過した地表や海面を観測できることが実証されている。
AMSR は、地表面や大気からの輻射を輝度温度として測定している。センサで取得したデータは、コールドス
カイミラー（CSM）と電波吸収体（HTS）の温度で校正されて輝度温度となり、積算水蒸気量、積算雲水量、降水量、雪水量、土壌水分量、海面温度、海上風速、海氷密接度などの水に関する地球物理量を算出できる。
表 2.2-1 に AMSR の主要諸元を示す。

表 2.2-1 AMSR の主要諸元
周波数(GHz)

6.9

地上分解能
バンド幅（MHz）

10.65

18.7

50Km
350

偏波

23.8

25Km
100

200

400

36.5

89

15Km

5Km

1000

3000

水平と垂直
約 55 度

観測幅1600 kmダイナミックレンジ

2.7K - 340K

絶対精度

1K（1σ）

温度分解能

0.3 – 1K(1σ)
12bit

10bit

4

52.8

10Km
200

400
垂直

入射角

量子化ビット

50.3

2.3.

AMSR 観測原理

物体は、その表面からいろいろな波長の電磁波を放射し、マイクロ波帯（1～100GHｚ）では、物体の物理的な性質や観測周波数等により放射する電磁波の強度が異なる。AMSR は、この性質を用いて、地表や大気から放射される微弱なマイクロ波を観測している。
AMSR は、衛星の進行方向に合わせてアンテナ部の主反射鏡を機械的に回転させることで、地表面を走査し、地表や大気からのマイクロ波の放射を測定する。主反射鏡で反射したマイクロ波は、6 つの周波数帯に対応したホーンで収集された後、それぞれの偏波に分かれて受信部に入力される。受信部に入力した観測信号は、増幅、検波、積分された後、信号処理部において A/D 変換されたデジタル値となり、観測データのカウント値としてレベル 1 処理で使用される。また、各ホーンでは、深宇宙の背景放射と、常温付近に温度制御された電波吸収体のマイクロ波も収集する。これらのデータは、地上を観測したデータを校正する為のデータとして使用される。
2.4.

観測方法

AMSR は、コニカルスキャン型のセンサで、アンテナ部の主反射鏡を回転させて地球の表面を観測する。地表面を観測している範囲は、衛星進行方向を中心に約±90°となり、約 1600km の走査幅に相当する。また、走査間隔は、アンテナの回転に対応して約 1.5 秒となる。データのサンプリング間隔は、アンテナの 1 回転をトリガとして一定間隔で取得し、6GHz～36GHz で 2.6 ミリ秒、89GHz で 1.3 ミリ秒となる。従って、AMSR の 1 走査におけるデータ数は、6GHz～36GHz で 290 点となり 89GHz で 580 点となる。（図 2.4-1）

図 2.4-1 AMSR の観測方法

5

3.

AMSR レベル 1 処理プロダクト

3.1.

AMSR シーン定義

AMSR のシーンは、観測位置に対して北極から南極間の半周回と定義している（表 3.1-1）。ここで言う AMSRの観測位置は、衛星直下の位置ではなく、衛星進行方向に対して前方を観測している位置を示す。従って、シーンは、衛星直下に対して約 2.5 分前方にシフトした範囲になる（図 3.1-1）。また、衛星進行方向に対して前方を観測している位置は、走査の中心位置で、表 3.1-2 に示す観測点を定義している（図 3.1-2）。
AMSR の 1 シーンの走査数は、軌道が 1 回帰する間隔とパスの総数、走査間隔を用いて算出することができる。
1 シーンの走査数は、半周回が約 50.5 分で 2042 走査となる。

2022.1 = 86400[sec/day] * 4[day/rec] / 233[orbits/rec] / 1.5[sec/scan] / 2[scene/orbit]＋1[the other pole]

但し、1 シーンの走査数は、衛星の姿勢の擾乱による影響で変動する。

表 3.1-1 AMSR のシーン定義
軌道方向

定義

昇交軌道（Ascending）シーン

半周回の最南点から最北点までの両極点を含む走査

降交軌道（Descending）シーン

半周回の最北点から最南点までの両極点を含む走査表 3.1-2 観測中心位置
処理レベル/周波数

観測点数

開始位置

中心位置

89GHz 以外

290

1

146

89GHz

580

1

291

89GHz 以外

196

89GHz

392

L1A
1
(L1A から 48 点目)
1(L1A から 95 点目)

L1B

6

99
197

図 3.1-1 AMSR シーン定義と衛星直下との関係

図 3.1-2 走査中心観測点とデータ点数の関係

7

3.2.

AMSR レベル 1 プロダクト仕様

AMSR のレベル 1 プロダクトは、1 シーンで 1 ファイルである。また、シーンの前後には再処理用にオーバラッ
プ（約 10 走査）を加えたデータを格納している為、レベル 1 プロダクトの走査数は、約 2042 走査となる。一方、レベル 1BMap のプロダクトにおいては、注文単位で 1 ファイルのプロダクトを作成し、指定範囲緯度で切出した固定サイズの投影画像データとなる。（表 3.2-1）
AMSR レベル 1 プロダクトに設定しているデータは、表 3.2-2 に示す仕様となっている。

表 3.2-1 AMSR レベル 1 プロダクトの処理とデータ範囲
レベル

生産種別

処理

シーン走査数

1A

計画

定常処理/再処理

半周回＋オーバラップ（前後各 10 走査）

1B

計画

定常処理/再処理

半周回＋オーバラップ（前後各 10 走査）

1BMap

注文

準リアルタイム処理
注文処理*1

EOC 上空の観測範囲のみ

観測幅
290: 89GHz 以外
580: 89GHz
196: 89GHz 以外
392: 89GHz

300 pixel × 300 pixel*1. EOC (地球観測センター：JAXA Earth Observation Center)

表 3.2-2 AMSR レベル 1 プロダクトのデータ仕様
レベル
1A

処理の内容
・ 観測データのパケットを抽出し、重複パケットがある場合削除

観測データの状態
生データ

・ 生データ中において欠損したパケットをダミーデータで補間
・ 観測データのビット列（12 ビット/10 ビット)を 2 バイト（16 ビット)のカウント
値に変換
・ レベル 1B 処理に必要なアンテナ温度変換係数の算出
・ 観測データに対応する緯経度情報、観測入射角と方位角、太陽仰角と方位角の算出・ パケット欠損情報、品質情報の付加
・ 陸海判定フラグの付加
・ シーン前後にオーバラップ（前後各 10 走査）を付加
1B・ ・レベル 1A データのカウント値からアンテナ温度に変換し、さらに輝度
温度へ変換

輝度温度
変換済み

・ 観測幅を衛星進行方向に対して±61°に切り出し
1B Map・ レベル 1B データを地図投影｡

地図投影した・ 地図の種類は、メルカトール（緯度 60 度未満）、等緯経度（緯度 60 度未満）、ポーラステレオ（緯度 60 度以上）

8

輝度温度

4.

HDF

4.1.

HDF 概要HDF（Hierarchical Data Format）は、NCSA(The National Center for Supercomputing Applications ; イリノイ大学)がユーザの計算機構成に依存しないでデータを利用できるように開発したフォーマットである。HDF は、非常に多くのデータ構造を保存することができ、FORTRAN あるいは C 言語で書かれたルーチンからアクセス可能なアプリケーションインタフェース（API）を具備している。

4.2.

HDF ファイル

HDF ファイルは、データの目次となる項目名とデータ値を 1 つのデータセットにし、階層的に格納したファイルである。データセットの項目名は、プロダクト間で共通の名称を使用することで、目的のデータを検索する為のキーになる。HDF ライブラリは、データセットを格納する為のデータモデルを 6 種類用意し、そのインタフェースを提供している。データモデルは、データの種別や構成、目的に合わせて適切なものを選択する。
AMSR レベル 1 プロダクトでは、バージョン 4.2r4 の HDF ライブラリを使用し、下記に示す 3 つのデータモデルを採用している。
•

Global Attribute
Global Attribute は、HDF ファイルに対する属性情報を文字、数値で格納する際に使用される。AMSR レベ
ル 1 プロダクトでは、ヘッダ部であるコアメタ情報とプロダクトメタ情報に対してこのモデルを使用している。2
つの情報は、文字情報として格納されている。

•

Vdata
Vdata は、一般的にレコード情報を格納する際に使用される。Vdata は、複数のレコードで構成され、項目名とデータ型がレコード単位にセットで格納されている。AMSR レベル 1 プロダクトでは、データ部の走査開始時刻に対してこのモデルを使用している。

•

Scientific Data Sets (SDS)
SDS は、n 次元の格子状データを格納する際に使用される。データセット中のデータ値は、標準のデータ型（8、16、32 ビットの signed、unsigned の整数や、32、64 ビットの浮動小数点）で格納される。また、SDS のデータセットには、データ値に対応する属性情報を持つことができる。AMSR レベル 1 プロダクトでは、データ部の走査時刻以外の全ての情報に対してこのモデルを使用している。

9

§Ｌ１Ａ

AMSR
L1A プロダクトフォーマット説明書

L1A-i

目 次
1.

プロダクトの説明 ........................................................................................................................... 1
1.1. プロダクトの構成..................................................................................................................... 2
1.2. ファイル構造 .......................................................................................................................... 2
1.3. データボリューム ...................................................................................................................28
1.4. その他 .................................................................................................................................29
1.4.1.
ファイル名 .....................................................................................................................29
1.4.2.
プロダクトのデータ範囲 ....................................................................................................29
1.4.3.
座標系 ..........................................................................................................................29
1.4.4.
スケールファクタ .............................................................................................................29
2. データの説明 .............................................................................................................................. 30
2.1. コアメタデータ .......................................................................................................................30
2.2. プロダクトメタデータ ...............................................................................................................37
2.3.
各データの説明 .................................................................................................................44

L1A-ii1. プロダクトの説明
レベル 1A プロダクトは、地表面のマイクロ波放射の観測値と観測位置の幾何学的な情報を HDF として格納したものである。プロダクトの特徴を以下に示す。
• データ範囲
レベル 1A プロダクトは、レベル 0 データから衛星の地球半周回分を単位（シーン）として切出したデータである。
• 観測幅
地表面の観測幅は、衛星進行方向を中心に±90°の範囲である(図 1-1)。格納される１走査中の観測データ
数は、89GHz で 580 点、89GHz 以外で 290 点である。
• 主な格納データ
−

走査時刻

−

地表面観測データのアンテナ温度カウント値（ラジオメトリック変換なし）−

ラジオメトリック変換係数−

低温校正源と高温校正源の温度カウント値−

幾何情報（89 GHz の地表面観測点での位置、観測入射角、太陽方向等）

−

品質情報

−

その他（衛星、センサ、プロダクト情報等）

図 1-1 AMSR における一走査のデータ範囲（レベル１A）

L1A-1

1.1.

プロダクトの構成

レベル 1A プロダクトの論理構造を表 1-1 に示す。

表 1-1 AMSR レベル 1A プロダクトの論理構造
Structure

HDF Data Model

Contents
プロダクトの一般情報を格納している。

コアメタ

Global AttributeNASA ECS (B.0)の属性に対する必須項目に準拠している。

ヘッダ部
プロダクトメタGlobal Attribute

プロダクト固有情報(AMSR 主要諸元、工学値変換テーブル等)を格納している。
以下に示すデータを格納している。
• 走査時刻

データ部

Vdata
SDS

• 観測データのカウント値• 校正源データ• 補足情報（位置、軌道、姿勢、係数、観測入射角、太陽方向、付加情報等）• 品質情報

1.2.

ファイル構造AMSR レベル 1A プロダクトのファイル構造を、図 1.2-1 に示す。ヘッダ部のコアメタデータに対する説明を表
1.2-1 に、プロダクトメタデータに対する説明を表 1.2-2 に示す。また、データ部の各項目のデータサイズとスケー
ルファクタを表 1.2-3 に、データ構造を図 1.2-2 から図 1.2-16 に示す。

L1A-2

Level 1A ProductCore Metadata（Header）

Product Metadata
In the scan
(V data)
Scan

Scan

nGHz-polScan

Position in Orbit

Scan Time
8 pixel（Data）(16 SDS)(SDS)

Observation Count16 pixel

8 pixel

16 pixel

(SDS)

(SDS)

(SDS)

(SDS)

Scan

Hot Load Count
6 to 52

Hot Load Count89

Cold Sky Mirror Count
6 to 52

nGHz-pol (Of + Sl)

nGHz-pol (Of + Sl)

x, y, z, x', y', z'

(SDS)

(SDS)

roll, pitch, yaw
(SDS)

Scan

Scan

Antenna Temp Coef

Rx Offset/Gain Count

Navigation Datain the scanin the scanin the scan

Scan

Scan

(SDS)
Scan

(SDS)

(SDS)
Scan

Cold Sky Mirror Count
89

Attitude Datain the scan
(SDS)

Scan

(SDS)
Scan

Lat of Observation
Point Except 89B

Long of Observation
Point Except 89B

Lat of Observation
Point for 89B

Long of Observation
Point for 89B

in the scanin the scanin the scanin the scan

(SDS)
Scan

Scan

Sun Azimuth
6, 10, 18, 23,
36, 50, 89A

(SDS)

(SDS)
Scan

Sun Elevation

(SDS)
Scan

Earth Incidence

Earth Azimuth

in the scan
(SDS)

(SDS)
Scan

Scan

Land/Ocean Flagfor
6_10_18_23_36_50_89A
8 pixel

(SDS)

Scan

Observation
Supplement

SPC
Temperature Count16 pixelin the scan

SPS
Temperature Count

(SDS)
200

Scan

2

4

12

Interpolation Flag 6 to 52

(SDS)

Scan

Spill OverInterpolation Flag 89

Data Structure
図 1.2-1 データ構造

L1A-3

(SDS)
Scan

Data Quality

項目(属性)説明

ShortName
プロダクトの略称
VersionID
プロダクトバージョンID
SizeMBECSDataGranule プロダクトサイズ(MB)LocalGranuleID
生産管理番号
ProcessingLevelID
処理レベルID

表 1.2-1 コアメタデータの格納項目 (1/3)
具体的な値あるいは例
AMSR-L1A
RELEASE3
36.6
A2AMS03011815MD_P01A0000000
L1A

ReprocessingActual

再処理日（UTC）

bｌank or 2002-08-10

ProductionDateTime
RangeBeginningTime
RangeBeginningDate
RangeEndingTime
RangeEndingDate
GringPointLatitude
GringPointLongitude
PGEName
PGEVersion

プロダクト生成時刻(UTC)
観測データ開始時刻（UTC）
観測データ開始日（UTC）
観測データ終了時刻（UTC）
観測データ終了日（UTC）
データ有効範囲緯度
データ有効範囲経度
データ処理S/W名
データ処理S/W バージョン

InputPointer

入力ファイル名

ProcessingCenter
ContactOrganization
Name
StartOrbitNumber
StopOrbitNumber
EquatorCrossing
Longitude
EquatorCrossingDate
EquatorCrossingTime

データ処理局

軌道開始番号
軌道終了番号

2002-07-29T07:14:29.000Z
02:57:17.53Z
2002-07-29
03:47:06.81Z
2002-07-29
83.71,73.23,34.10,-25.31,-84.97,-73.60,-23.13,36.52
152.28,91.82,-10.34,-24.72,-39.30,-105.73,-40.70,-27.99
L1A_Process_Software
3*33*33***33330333
A2_AMS_MDR_ASF-_L0_SIG_20030118_1005,
A2_AMS_MDR_ASF-_L0_SIG_20030118_1012
JAXA EOC
JAXA,1401,Ohashi,Hatoyama-machi,Hiki-gun,Saitama,3500393,JAPAN,+81-49-298-1307,orderdesk@eoc.jaxa.jp
1251
1251

赤道通過経度-28.80

赤道通過日
赤道通過時刻2002-07-29
03:24:14.41Z

連絡先組織名

注意

固定/例
固定
例
例
例
固定

再処理のみ
日付設定
(0-Fill for blank)
0-Fill for blank
同上
同上
同上
同上

例
例
例
例
例
例
例
例
固定
例
例
固定
固定
例
例
例

0-Fill for blank
同上

L1A-4

例
例

項目(属性)OrbitDirection
EphemerisGranule
Pointer
EphemerisType
PlatformShortName
SensorShortName
NumberofScans
NumberofMissingScans
ECSDataModel
DiscontinuityVirtual
ChannelCounter
QALocationPacket
Discontinuity
NumberofPackets
NumberofInputFiles
NumberMissingPackets
NumberofGoodPackets
ReceivingCondition
EphemerisQA
AutomaticQAFlag

AutomaticQAFlag
Explanation

説明

表 1.2-1 コアメタデータの格納項目 (2/3)
具体的な値あるいは例

注意

固定/例

軌道方向

DESCENDING

例

使用軌道データファイル名

EL20030118

例

軌道データのタイプ
GPS
プラットフォーム略称
ADEOS-2
観測センサ略称
AMSR
走査数
2042
欠損走査数
1
メタデータモデル名
B.0
Virtual channel Unit Counter不連
continuation
続

例
固定
固定
例
例
固定

Packet Sequence Counter不連続

discontinuation

例

レベル０パケット数
レベル０ファイル数
パケット欠損数
パケット数
受信状態
エフェメリスリミットチェック
プログラムによるチェック

31904
2
1
31903
blank
OK
PASS
1.MissingDataQA:Less than 1010 is available->OK,
2.AntennaRotationQA:Less than 20 is available->OK,
3.HotCalibrationSourceQA:Less than 20 is available->OK,
4.AttitudeDataQA:Less than 20 is available->OK,
5.EphemerisDataQA:Less than 20 is available->OK,
6.QualityofGeometricInformationQA:
Less than 0 is available->OK,
7.BrightnessTemperatureQA:Less than 20 is available->OK,
All items are OK, 'PASS' is employed

例
例
例
例
固定
例
例

プログラムチェックの記述

例

L1A-5

固定

項目(属性)ScienceQualityFlag
ScienceQualityFlag
Explanation
QAPercentMisssingData
QAPercentOutofBoundsData
QAPercentParityErrorData
ProcessingQADescription
ProcessingQAAttirbute

説明

表 1.2-1 コアメタデータの格納項目 (3/3)
具体的な値あるいは例

注意

固定/例

物理量算出時品質フラグ

blank

固定

物理量算出時品質フラグ説明

blank

固定

データ欠落数1

例

データリミットチェック

0例

パリティエラーデータ
処理中に起こったエラーの記録

0
PROC_COMP

例
例

QAメタデータで異常があるアトリビ
brank or NumberofMissingPackets
ュート名

L1A-6

異常発生時のみ
アトリビュート名を設定

例

項目(属性)SatelliteOrbit
AltitudeOrbitSemiMajorAxis
OrbitEccentricity
OrbitArgumentPerigee
OrbitInclination
OrbitPeriod
RevisitTime
AMSRChannel
AMSRBandWidth
AMSR-EBeamWidth
OffNadirSpatialResolution(Az×El）
ScanningPeriod
SwathWidth
DynamicRange
DataFormatType
HDFFormatVersion
EllipsoidName
SemiMajorAxisofEarth
FlatteningRatioofEarth
SensorAlignment
ThermistorCount
RangeWx

表 1.2-2 プロダクトメタデータの格納項目 (1/4)
具体的な値あるいは例
衛星の軌道
Sun-synchronous_sub-recurrent
衛星高度802.9Km
衛星軌道長半径7181.317km
衛星軌道離心率
0.00007
衛星近地点引数244.018
軌道傾斜角
98.62
衛星周期
101minutes
回帰日数
4days
6.925GHz,10.65GHz,18.7GHz,23.8GHz,36.5GHz,50.3GHz,52.8GHz,89.0GHzAMSRチャネル
A,89.0GHz-B
6G-350MHz,10G-100MHz,18G-200MHz,23G-400MHz,36G-1000MHz,50.3G-2
AMSRバンド幅
00MHz,52G-400MHz,89GA-3000MHz,89GB-3000MHz
6G-1.8deg,10G-1.2deg,18G-0.64deg,23G-0.75deg,36G-0.35deg,50.3G-0.25deg
AMSRビーム幅,52G-0.25deg,89GA-0.15deg,89GB-0.15deg
オフナディア角
46.7deg : for 89GB 46.3deg
6G-39.8kmX69.5km,10G-26.6kmX46.3km,18G-14.4kmX25.1km,23G-16.6kmX2
空間分解能
8.9km,36G-7.7kmX13.5km,50.3G-5.5kmX9.6km,52G-5.5kmX9.6km,89GA-3.3k
mX5.8km,89GB-3.3kmX5.7km
走査周期
1.5secスウォース幅1600kmダイナミックレンジ
2.7K-340K
フォーマット種類
NCSA-HDF
HDFフォーマットバージョン
Ver4.2r4
地球楕円体モデル
WGS84
地球赤道半径6378.1km
地球扁平率0.00335
センサアライメント
Rx=0.00000,Ry=0.00000,Rz=0.00000
サーミスタ工学値変換係数適用範61,138,301,456,591,698,780,840,883,915,937,954,966,974,1023
囲
説明

L1A-7

固定/例
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定

項目(属性)ThermistorConversion
TableWa
ThermistorConversion
TableWb
ThermistorConversion
TableWc
ThermistorConversion
TableWd
Platinum#1Count
RangeWx
Platinum#1Conversion
TableWa
Platinum#1Conversion
TableWb
Platinum#1Conversion
TableWc
Platinum#1Conversion
TableWd
Platinum#2Count
RangeWx
Platinum#2Conversion
TableWa
Platinum#2Conversion
TableWb

説明

表 1.2-2 プロダクトメタデータの格納項目 (2/4)
具体的な値あるいは例

サーミスタ工学値変換係数Wa
サーミスタ工学値変換係数Wb
サーミスタ工学値変換係数Wc
サーミスタ工学値変換係数Wd

0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
0.00000,0.06500,0.06100,0.06500,0.07400,0.09400,0.12200,0.16700,0.23300,0.
31300,0.45500,0.58800,0.83300,1.25000,0.00000-35.0000,-38.9610,-38.4660,-39.4190,-46.7780,-55.2340,-75.1220,-110.0000,-165.3490,-235.9380,-365.9090,-491.1760,-725.0000,-1127.5000,90.0000
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0

固定/例
固定
固定
固定
固定

白金センサ#1工学値変換係数適用
1168,1296,1536,1792,2032,2272,2512,2752,2992,3232,3472,3712,3952,4095
範囲

固定

白金センサ#1工学値変換係数Wa

固定白金センサ#1工学値変換係数Wb
白金センサ#1工学値変換係数Wc
白金センサ#1工学値変換係数Wd

0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
0.00000,0.03906,0.04167,0.03906,0.04167,0.04167,0.04167,0.04167,0.04167,0.
04167,0.04167,0.04167,0.04167,0.04167-35.0000,-80.6250,-84.0000,-80.0000,-84.6667,-84.6667,-84.6667,-84.6667,84.6667,-55.5000,-84.6667,-84.6667,-84.6667,-84.6667
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0

固定
固定
固定

白金センサ#2工学値変換係数適用 272,528,784,1040,1296,1536,1792,2032,2288,2528,2768,3008,3248,3472,3712,4
範囲
095

固定

白金センサ#2工学値変換係数Wa

固定白金センサ#2工学値変換係数Wb

Platinum#2Conversion
TableWc

白金センサ#2工学値変換係数Wc

Platinum#2Conversion
TableWd

白金センサ#2工学値変換係数Wd

0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
0.00000,0.07813,0.07813,0.07813,0.07813,0.08333,0.07813,0.08333,0.07813,0.
08333,0.08333,0.08333,0.08333,0.08929,0.08333,0.00000-140.0000,-161.2500,-161.2500,-161.2500,-161.2500,-168.0000,-160.0000,-1
69.3333,-158.7500,-170.6667,-170.6667,-170.6667,-170.6667,-190.0000,-169.
3333,140.0000
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0

L1A-8

固定
固定
固定

項目(属性)Platinum#3Count
RangeWx
Platinum#3Conversion
TableWa
Platinum#3Conversion
TableWb
Platinum#3Conversion
TableWc
Platinum#3Conversion
TableWd

表 1.2-2 プロダクトメタデータの格納項目 (3/4)
説明
具体的な値あるいは例
白金センサ#3工学値変換係数適用
368,704,1040,1360,1696,2032,2352,2688,3008,3344,3664,4000,4095
範囲
白金センサ#3工学値変換係数Wa 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
0.00000,0.00893,0.00893,0.00938,0.00893,0.00893,0.00938,0.00893,0.00938,
0.00893,0.00938,0.00893,0.00000
12.0000,8.7143,8.7143,8.2500,8.8571,8.8571,7.9500,9.0000,7.8000,9.1429,7.
白金センサ#3工学値変換係数Wc
6500,9.2857,45.0000

白金センサ#3工学値変換係数Wb

白金センサ#3工学値変換係数Wd 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0

CoefficientAvv

輝度温度変換係数Avv

CoefiicientAhv

輝度温度変換係数Ahv

CoefficientAov

輝度温度変換係数AovCoefficientAhh

輝度温度変換係数Ahh

CoefficientAvh

輝度温度変換係数Avh

CoefficientAoh

輝度温度変換係数Aoh

CSM Temperature

深宇宙輝度温度

CoRegistration
ParametererA1
CoRegistration
ParametererA2

相対レジストレーション係数 A1
相対レジストレーション係数 A2

6G-1.031,10G-1.027,18G-1.022,23G-1.029,36G-1.030,50G-1.024,52G-1.03
0,89GA-1.029,89GB-1.030
6G--0.003,10G--0.003,18G--0.003,23G--0.003,36G--0.003,50G-0.000,52G-0.000,89GA--0.004,89GB--0.004
6G--0.028,10G--0.024,18G--0.019,23G--0.026,36G--0.027,50G--0.024,52
G--0.030,89GA--0.025,89GB--0.026
6G-1.031,10G-1.027,18G-1.022,23G-1.032,36G-1.030,50G-0.000,52G-0.00
0,89GA-1.028,89GB-1.029
6G--0.003,10G--0.002,18G--0.003,23G--0.007,36G--0.004,50G-0.000,52G-0.000,89GA--0.004,89GB--0.005
6G--0.027,10G--0.025,18G--0.019,23G--0.024,36G--0.026,50G-0.000,52G-0.000,89GA--0.024,89GB--0.024
6GV-2.800, 6GH-2.800, 10GV-2.800, 10GH-2.800, 18GV-2.800,
18GH-2.800, 23GV-2.800, 23GH-2.800,
36GV-2.800, 36GH-2.800, 50GV-2.800, 52GV-2.800, 89GAV-2.800,
89GAH-2.800, 89GBV-2.800, 89GBH-2.800
6G-0.65620, 10G-0.33450, 18G-0.49090, 23G-0.56100, 36G-0.44800,
50G-0.00000
6G--0.24480, 10G--0.27380, 18G-0.00420, 23G-0.00000, 36G-0.06000,
50G-0.00000

L1A-9

固定/例
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定

固定

固定
固定

表 1.2-2 プロダクトメタデータの格納項目 (4/4)
具体的な値あるいは例
固定/例
6GV--0.1919871,
6GH--0.0994771,
10GV--0.0140960,
10GH--0.0011593,
CalibrationCurve
18GV-0.0000000,
18GH-0.0000000,
23GV--0.1514239,
23GH--0.1514239,
ラジオメトリック補正0次係数
例
36GV--0.0264439,
36GH--0.0555515,
50GV-0.0000000,
52GV-0.0000000,
Coefficient#1
89GAV--0.0197245, 89GAH--0.0632250, 89GBV--0.0186104, 89GBH--0.0659556
6GV-1.0692195,
6GH-1.0358657,
10GV-1.0050821,
10GH-1.0004180,
CalibrationCurve
18GV-1.0000000,
18GH-1.0129884,
23GV-1.0545937,
23GH-1.0545937,
ラジオメトリック補正1次係数
例
36GV-1.0095340,
36GH-1.0200283,
50GV-1.0000000,
52GV-1.0000000,
Coefficient#2
89GAV-1.0071118, 89GAH-1.0227955, 89GBV-1.0067097, 89GBH-1.0237784
6GV--0.0002331,
6GH--0.0001208,
10GV--0.0000171,
10GH--0.0000014,
CalibrationCurve
18GV-0.0000000, 18GH--0.0000436, 23GV--0.0001835, 23GH--0.0001835,
ラジオメトリック補正2次係数
例
36GV--0.0000321,
36GH--0.0000673,
50GV-0.0000000,
52GV-0.0000000,
Coefficient#3
89GAV--0.0000241, 89GAH--0.0000768, 89GBV--0.0000225, 89GBH--0.0000796
6GV-0.0000000,
6GH-0.0000000,
10GV-0.0000000,
10GH-0.0000000,
CalibrationCurve
18GV-0.0000000,
18GH-0.0000000,
23GV-0.0000000,
23GH-0.0000000,
ラジオメトリック補正3次係数
例
36GV-0.0000000,
36GH-0.0000000,
50GV-0.0000000,
52GV-0.0000000,
Coefficient#4
89GAV-0.0000000, 89GAH-0.0000000, 89GBV-0.0000000, 89GBH-0.0000000
6GV-0.0000000,
6GH-0.0000000,
10GV-0.0000000,
10GH-0.0000000,
CalibrationCurve
18GV-0.0000000,
18GH-0.0000000,
23GV-0.0000000,
23GH-0.0000000,
ラジオメトリック補正4次係数
例
36GV-0.0000000,
36GH-0.0000000,
50GV-0.0000000,
52GV-0.0000000,
Coefficient#5
89GAV-0.0000000, 89GAH-0.0000000, 89GBV-0.0000000, 89GBH-0.0000000
CalibrationMethod
校正手法名
RxTemperatureReferenced,SpillOver,CSMInterpolation,
Absolute89GPositioning,NonlinearityCorrection
例* RxTemperatureReferencedは、HTUCoefficientsかElectromagneticAnalysisに変更
される場合もある。
HTSCorrection
高温校正源補正
ver0002例
ParameterVersion
パラメータバージョン
SpillOverParameterVersion スピルオーバ
ver0001
例
パラメータバージョン
CSMInterpolation
低温校正源内挿補間処理
ver0001例
ParameterVersion
パラメータバージョン
Absolute89GPositoning
絶対位置補正ver0002例
ParameterVersion
パラメータバージョン
項目(属性)

説明

L1A-10

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Items
Scan_Time
Position_in_Orbit
Navigation_Data
Attitude_Data
6GHz-V_Observation_Count
6GHz-H_Observation_Count
10.65GHz-V_Observation_Count
10.65GHz-H_Observation_Count
18.7GHz-V_Observation_Count
18.7GHz-H_Observation_Count
23.8GHz-V_Observation_Count
23.8GHz-H_Observation_Count
36.5GHz-V_Observation_Count
36.5GHz-H_Observation_Count
50.3GHz-V_Observation_Count
52.8GHz-V_Observation_Count
89.0GHz-V-A_Observation_Count
89.0GHz-V-B_Observation_Count
89.0GHz-H-A_Observation_Count
89.0GHz-H-B_Observation_Count

表 1.2-3 データ格納項目のサイズとスケールファクタ(1/2)
Byte
Type
Scale factor
No. of samples per scan
8
double1.0
18
double
1.0
1
6*4
float
1.0
6
3*4
float
1.0
3
2
signed int
1.0
290
2
signed int
1.0
290
2
signed int
1.0
290
2
signed int
1.0
290
2
signed int
1.0
290
2
signed int
1.0
290
2
signed int
1.0
290
2
signed int
1.0
290
2
signed int
1.0
290
2
signed int
1.0
290
2
signed int
1.0
290
2
signed int
1.0
290
2
signed int
1.0
580
2
signed int
1.0
580
2
signed int
1.0
580
2
signed int
1.0580

L1A-11

Units
sec
m,m/s
deg
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count
Count

Dimension
nscan
nscan
nscan
nscan
290*nscan
290*nscan
290*nscan
290*nscan
290*nscan
290*nscan
290*nscan
290*nscan
290*nscan
290*nscan
290*nscan
290*nscan
580*nscan
580*nscan
580*nscan
580*nscan表 1.2-3 データ格納項目のサイズとスケールファクタ(2/2)
No.
Items
Byte
Type
Scale factor
No. of samples per scan
21 Hot_Load_Count_6_to_52
2
signed int
1.0
8
22 Hot_Load_Count_89
2signed int
1.0
16
23 Cold_Sky_Mirror_Count_6_to_52
2
signed int
1.0
8
24 Cold_Sky_Mirror_Count_89
2signed int
1.0
16
25 Antenna_Temp_Coef(Of+Sl )
4
float
1.0
32
26 Rx_Offset/Gain_Count2
unsigned int
1.032
27 Lat_of_Observation_Point_Except_89B2
signed int
0.01
580
28 Long_of_Observation_Point_Except_89B2
signed int
0.01
580
29 Lat_of_Observation_Point_for_89B2
signed int
0.01
580
30 Long_of_Observation_Point_for_89B2
signed int
0.01
580
31 Sun_Azimuth
2
signed int
0.1
290
32 Sun_Elevation2
signed int
0.1
290
33 Earth_Incidence#11signed char
0.02
290
34 Earth_Azimuth
2
signed int
0.01
290
35 Land/Ocean_Flag_for_ 6_10_18_23_36_50_89A
1
unsigned char
1.0
290
36 Observation_Supplement21.0
27
37 SPC_Temperature_Count2
unsigned int
1.0
20
38 SPS_Temperature_Count2
unsigned int
1.032
39 Data_Quality
4
float
1.0
128
40 Interpolation_Flag_6_to_52
1
1.0
841 Interpolation_Flag_89
11.0
1642 Spill_Over
4
float
1.0
243
#1: Earth_Incidence は、別途”OFFEST”の属性情報を持つ。オフセット値は、55.0 が格納される。

L1A-12

Units
Count
Count
Count
Count
K+K/Cnt
Count
deg
deg
deg
deg
deg
deg
deg
deg
%
Count
Count
mV

Dimension
8*nscan*12
16*nscan*4
8*nscan*12
16*nscan*4
32*nscan
32*nscan
580*nscan
580*nscan
580*nscan
580*nscan
290*nscan
290*nscan
290*nscan
290*nscan
290*nscan*7
27*nscan
20*nscan
32*nscan
128*nscan
8*nscan*12
16*nscan*4
290*200scan*2

Pixel(289,0)(0,0)

The 290th observation point

The second observation point

Scan

2 byte

The first observation point

Scan No. 1

Scan No. n(Nominal: 2042)(0,n-1)(289,n-1)

6GHz-V Observation Count(6-H, 10-V/H, 18-V/H, 23-V/H, 36-V/H, 50-V, 52-V have the same structure)

Pixel
(0,0)

The 580th observation point

The second observation point

Scan(579,0)

2 byte

The first observation point

Scan No. 1

Scan No. n(Nominal: 2042)(0,n-1)(579,n-1)

89GHzA-V Observation Count(89A-H, 89B-V/H have the same structure)

図 1.2-2 Observation Count の構造

L1A-13図 1.2-3 Hot Load Count / Cold Sky Mirror Count の構造

L1A-14(5,0)(0,0)
Scan No. 1

X

Y

Z

X'

Y'

Z'

4 byteScan

Scan No. n(Nominal: 2042)(0,n-1)

Navigation Data
(2,0)

(0,0)
Scan No. 1

Roll(5,n-1)

Pitch

Yaw

4 byteScan

Scan No. n(Nominal: 2042)(0,n-1)(2,n-1)
Attitude Data

図 1.2-4 Navigation Data / Attitude Data の構造

L1A-15

図 1.2-5 Antenna Temp Coef の構造

L1A-16

図 1.2-6 Rx Offset/Gain Count の構造

L1A-17

Pixel(579,0)(0,0)

The 580th observation point

The second observation point

Scan

2 byte

The first observation point

Scan No. 1

Scan No. n(Nominal: 2042)(0,n-1)

Lat. of Observation Point Except 89B
Long. of Observation Point Except 89B(579,n-1)(Latitude and Longitude have the same structure.)

Pixel
(0,0)

The 580th observation point

The second observation point

Scan(579,0)

2 byte

The first observation point

Scan No. 1

Scan No. n(Nominal: 2042)(0,n-1)

Lat. of Observation Point for 89B
Long. of Observation Point for 89B(579,n-1)

図 1.2-7 Lat of Observation Point / Long of Observation Point の構造

L1A-18Pixel(289,0)(0,0)

The 290th observation point

The second observation point

Scan

2 byte

The first observation point

Scan No. 1

Scan No. n(Nominal: 2042)(0,n-1)Sun Azimuth(289,n-1)

Pixel
(0,0)

The 290th observation point

The second observation point

Scan(289,0)

2 byte

The first observation point

Scan No. 1

Scan No. n(Nominal: 2042)(0,n-1)Sun Elevation

図 1.2-8 Sun Azimuth / Sun Elevation の構造

L1A-19(289,n-1)

Pixel(289,0)(0,0)

The 290th observation point

The second observation point

Scan

1 byte

The first observation point

Scan No. 1

Scan No. n(Nominal: 2042)(0,n-1)

Earth Incidence(289,n-1)

Pixel
(0,0)

The 290th observation point

The second observation point

Scan(289,0)

2 byte

The first observation point

Scan No. 1

Scan No. n(Nominal: 2042)(0,n-1)

Earth Azimuth

図 1.2-9 Earth Incidence / Earth Azimuth の構造

L1A-20(289,n-1)図 1.2-10 Land/Ocean Flag の構造

L1A-21図 1.2-11 Observation Supplement の構造

L1A-22図 1.2-12 SPC Temperature Count の構造

L1A-23図 1.2-13 SPS Temperature Count の構造

L1A-24

256 byte

4 byte64 byte132 byte

40 byteQuality fora ScanCalibration
Data Quality

SPS/SPC Error
Summary

HTS
Temperature

Parity Error
SummarySpace

512 byte
16 byteQuality for a Scan
4 byte16 byte4 byte4 byte4 byte4 byteDirectionofSun

DirectionofMoon

Quality
Information
for a scan

Tacho
Pulse
Count

1 bit

MSB

LSB

No.16, No.15, .....

....,No2, No.1

Quality of Packet 1 to 16 (0: OK, 1: NG)
HTS Temperature Check (0: OK, 1: NG)
GPSR Count Check (0: OK, 1: NG)

Calibration Data Quality
16 byte16 byte16 byte4 byte4 byte4 byte4 byte6GHz-V
Quality

6GHz-H
Quality

89GHzB-H
Quality

256 byte
16 byte

CSM
Mean

Hot
Load
Mean

CSM
Standard
Deviation

Hot
LoadStandard
Deviation

HTS Temperature

SPC/SPS Error Flag

64 byte4 byte6GHz-V[K]

6GHz-H[K]

4 byte4 byte4 byte6GHz-H
Error Count

89GHzB-H
Error CountSPC/SPSError
Flag

4 byte6GHz-V
Error Count

4 byte89GHzB-H[K]

4 byteParity Error Summary
64 byteRX
Gain/Offset

64 byte4 byteCSM
PrimaryCount

64 byte64 byteHTS
Primary
Count

Spare
40 byteSpare

図 1.2-14 Data Quality の構造

L1A-25

図 1.2-15 Interpolation_Flag の構造

L1A-26

図 1.2-16 SpillOver の構造

L1A-27

1.3.

データボリュームAMSR レベル 1A プロダクトのデータ容量は、1 プロダクトの走査数を 2020 走査とした場合、表 1.3-1 に示す値となる。ただし、HDF ファイルは、データを格納時に圧縮している為、実際の容量は計算的に約 8% 小さくなっている。
表 1.3-1 データ容量概算
AMSR Product Data Size
Item

No. of Samples

No. of
Bytes

Semi
Total

Scan Time
Position in Orbit
6GHz-V Observation Count
6GHz-H Observation Count
10.65GHz-V Observation Count
10.65GHz-H Observation Count
18.7GHz-V Observation Count
18.7GHz-H Observation Count
23.8GHz-V Observation Count
23.8GHz-H Observation Count
36.5GHz-V Observation Count
36.5GHz-H Observation Count
50.3GHz-V Observation Count
52.8GHz-H Observation Count
89.9GHz-V-A Observation Count
89.9GHz-H-A Observation Count
89.9GHz-V-B Observation Count
89.9GHz-H-B Observation Count
Hot Load Count 6 to 52
Hot Load Count 89
Cold Sky Mirror Count 6 to 52
Cold Sky Mirror Count 89
Antenna Temp Coef (Of + Sl)
Rx Offset/Gain Count
Navigation Data
Attitude Data
Lat of Observation Point Except 89B
Long of Observation Point Except
Lat of Observation Point for 89B
Long of Observation Point for 89B
Sun Azimuth
Sun Elevation
Earth Incidence
Earth Azimuth
Land/Ocean Flag

1
1
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
580
580
580
580
8
16
8
16
32
32
6
3
580
580
580
580
290
290
290
290
290

8
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
4
2
2
2
2
2
2
1
2
1

Observation Support
SPC Temperature CountSPS Temperature Count
Data Quality
Interpolation_FLag 6 to 52
Interpolation_FLag 89
Spill Over
Total
Volume/Granule ( MB )Volume/Day ( GB )Volume/Month ( GB )

27
20
32
512
8
16
290

2
2
2
4
1
1
4

L1A-28Remark

8
8
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
1160
1160
1160
1160
192 (8*2) * 12 freq
128 (1*2) * 4 freq
192 (8*2) * 12 freq
128 (16*2) * 4 freq
128
64
24
12
1160
1160
1160
1160
580 A scan only
580 A scan only
290 A scan only
580 A scan only
2030 1*7 for
6,10,23,37,50,89A
54
40
64
2048
96 (8*1) * 12 freq
64 (16*1) * 4 freq
2320 * 2 freq * 200 Scan
25870
45.8 2020 Scans/Scene
1.3 29 Files/Day
38.9 30 Days/Month1.4. その他
1.4.1. ファイル名
AMSR レベル 1 プロダクト（1A、1B、1BMap）のファイル名は、以下に示す体系となっている。グラニュール ID については、JAXA EOC 内で定義されている ID 体系に従っている。

グラニュール ID＋拡張子（.00）
1.4.2.

プロダクトのデータ範囲

AMSR レベル 1 プロダクト（1A、1B のみ）に格納されているデータの範囲は、シーンとして定義されている半周回に対して、前後に 10 走査のオーバラップを加えた範囲になっている(図 1.4.2-1)。半周回の両端を示す極位
置は、走査中心の観測点における最大、及び最小の緯度に対応している。

図 1.4.2-1 プロダクトのデータ範囲
1.4.3.

座標系

AMSR レベル 1 プロダクト（1A、1B）において位置に関する項目は、観測位置（緯度、経度）と衛星の軌道情報である。観測位置は、グリニッジ座標系（地球固定座標系）で、東経を 0°～180°と西経を 0°～-180°、北緯を 0°～90°と南緯 0°～-90°の値で格納されている。位置算出の幾何学補正で使用している地球モデルは、
WGS84 が採用されている。また、衛星の軌道情報は、慣性座標系（J2000.0）で格納している。
1.4.4.

スケールファクタAMSR レベル 1 プロダクト（1A、1B）中のデータは、データ容量を小さくする為に、浮動小数のようなデータに対してスケールファクタ（及びオフセット）を使用している。スケールファクタは、Vdata や SDS の属性情報中にデータ単位と共に格納される。

L1A-29

2. データの説明
本章は、AMSR レベル 1A プロダクト（レベル 1B やレベル 1BMap と共通の項目を含む）の各データ項目の説
明を示す。
2.1.

コアメタデータ(1) ShortName
プロダクトの略称が格納される。各処理レベルに応じ、下記固有値のいずれかが設定される。
AMSR-L1A
AMSR-L1B
AMSR-L1M： レベル１A： レベル１B： レベル１B Map(2) VersionID
プロダクトのバージョン識別のため、"RELEASEx"（x がバージョン ID となる）が格納される。

(3) SizeMBESDataGranule
プロダクトのサイズ（MB）が格納される。

(4) LocalGranuleID
EOC 内で使用されているグラニュール ID 体系に従った識別情報であり、AMSR レベル 1A プロダクトのグラニ
ュール ID は、以下の体系に従って付与される。
A2AMSYYMMDDPPMX ＿ KNLL0000000[シーン ID]
A2： A2（固定: ADEOS-II）
AMS
： AMS
（固定: AMSR）
YYMMDD： シーン観測開始日付（UT）
PP： パス番号（01～57）M： M or R（M：定常処理/再処理、R：準リアルタイム処理）X： A or D（軌道方向、A for Ascending , D for Descending）[プロダクト ID]K： P or N（P：定常処理/再処理、N：準リアルタイム処理）N： 0（固定：指定なし）
LL： １A（固定：レベル１A）
0000000： 0（固定：指定なし）(5) ProcessingLevelID
処理レベルが格納される。各処理レベルは、下記の固定値で識別される。
L1A： レベル１A

L1B： レベル１B

L1M： レベル１B Map

L1A-30(6) ReprocessingActual
AMSR レベル 1A プロダクトを入力とした再処理の実施日（UT）が格納される。ただし、レベル 1A からの再処理を実施していないプロダクトでは、ブランクが格納される。

(7) ProductionDateTime
プロダクト作成日時（UT）が格納される。

(8) RangeBeginningTime, RangeBeginningDate, RangeEndingTime, RangeEndingDate
プロダクトの先頭走査と最終走査における 89GHz A ホーンの観測開始日時（UT）が格納される。ここで設定しているプロダクトの先頭走査/終了走査は、極位置での走査であり、プロダクトに格納される極付近のオーバラッ
プ部分を除去した走査である。ただし、半周回に満たない短いプロダクトの場合は、データ端走査での日時が格納される。

(9) GringPointLatitude, GringPointLongitude
観測データ領域の位置情報を規定するポリゴン（Gring）が、先頭走査開始点から時計回りで 8 点の緯度・経度
として格納される。緯度・経度は、89GHz A ホーンの地表面走査中心位置に相当する。観測データ領域を等緯経度の地図に投影した場合、矩形として表現できない為、“G”ポリゴンで表現している。（図 2.1-1）。

図 2.1-1 Gring Point とプロダクト中のデータ位置の関係

L1A-31

(10) PGEName
データ処理ソフトウェアの名称が格納される。各処理レベルに対応して、以下に示す固定値が設定される。

L1A_Process_Software

レベル１A

L1B_Process_Software

レベル１B

L1BMap-Process-Software

レベル１B Map

(11) PGEVersion
EOC の AMSR L1 処理システムにおけるバージョン管理番号が格納される。バージョン管理番号は、以下に示す４種のバージョン情報を示す 18 文字で構成される。

システムバージョン（10 文字）＋レベル１ソフトウエアバージョン（3 文字）＋アルゴリズムバージョン（3 文字）＋システムパラメータバージョン（2 文字）(12) InputPointerプロダクト作成時に入力した L0 データのファイル名が格納される。

(13) ProcessingCenter, ContactOrganizationName
レベル 1 プロダクトの提供機関として、宇宙航空研究開発機構 地球観測センターの連絡先が格納される。

(14) StartOrbitNumber, StopOrbitNumber
プロダクトの先頭走査、最終走査位置における衛星の軌道番号が設定される。

(15) EquatorCrossingLongitude, EquatorCrossingDate, EquatorCrossingTime
衛星が赤道を通過した経度とその日時（UT）が格納される。ただし、準リアルタイムプロダクトや入力データの欠損による短いプロダクトのように赤道を通過しない場合は、”*”で埋められた値が格納される。

(16) OrbitDirection
プロダクトの観測範囲に対応する軌道方向（ASCENDING/DESCENDING）が格納される。

(17) EphemerisGranulePointerプロダクト作成時に入力した軌道情報のファイル名が格納される。

L1A-32

(18) EphemerisType
プロダクト作成時に使用した軌道情報の種別が格納される。軌道種別に対応し、以下の固定値が設定され
る。

GPS

GPS

ELMP

軌道予測値

ELMD

軌道決定値

(19) PlatformShortName, SensorShortName
衛星名（ADEOS-II）と観測センサ名（AMSR）が格納される。

(20) NumberofScans
プロダクト中の観測データの走査数が格納される。観測データの走査数は、図 1.4.2-1 に示すように前後 10 走
査のオーバラップを含んだ総数になる。

(21) NumberofMissingScans
プロダクト中の観測データにおける欠損走査数が格納される。AMSR の 1 走査が 16 パケットから構成されるが、
1 パケットでも欠損すると欠損走査として積算される。
（欠損走査中の欠損パケット位置は、2.3 章に示す DataQuality 中に格納される。）(22) ESCDDataModel
プロダクトが準拠している ECS メタデータのモデルバージョンとして、”B.0”（固定値）が格納される。

(23) DiｓcontinuityVertualChannelCounter
入力 L0 データのパケット連続受信状態を表し、以下に示す値が格納される。パケットの連続状態は、次に示す値となっている。

Continuation： 連続

discontinuation： 不連続（異常あり）(24) QALocationPacket-Discontinuity
プロダクト中のパケット連続状態が格納される。パケットの連続状態は、パケット欠損に対応した以下に示す値になる。

Continuity： 欠損なしDiscontinuity： 欠損ありL1A-33

(25) NumberofPackets
プロダクトのパケット総数が格納される。パケット総数は、1 走査 16 パケットであることから NumberofScan に対して以下の関係がある。

パケット数(NumberofPackets) = 走査数(NumberofScan) × 16 Packets(26) NumberofInputFiles
入力した L0 データのファイル数であり、InputPointer に格納されるファイル数と一致している。

(27) NumberofMissingPackets, NumberofGoodPackets
プロダクト中の欠損パケット数と、正常パケット数が格納される。NumberofPacket と以下の関係がある。

パケット数(NumberofPackets) = NumberofMissingPackets ＋ NumberofGoodPackets(28) ReceivingCondition
レベル 0 データの受信状態が格納される。レベル 1 プロダクト（1A、1B、1BMap）では未使用である為、ブランクが格納される。
(29) EphemerisQA
軌道データと姿勢データの異常チェックによる品質結果が格納される。以下に示すリミットチェックにより、どちらか一方でも全体の 20％以上が異常と判定された場合、品質結果が NG となり、それ以外は OK となる。

軌道データのリミットチェック：

LowerLimit ≦ R ≦ UpperLimitR=

X 2 +Y2 + Z2

姿勢データのリミットチェック：

LowerLimit ≦ Roll , Pitch, Yaw ≦ UpperLmit

L1A-34

(30) AutomaticQAFlag
プロダクト作成におけるデータ処理の自動検査結果が格納される。データ処理における自動検査は、
AutomaticQAFlagExplanation に示す基準により判断され、下記の固定値が結果として設定される。

PASS

Good

（全チェック項目が OK の場合）

FAIL

Poor

（幾つかのチェック項目で NG があった場合）

FAIL

NG

（全チェック項目が NG の場合）

(31) AutomaticQAFlagExplanation
AMSR データ処理ソフトウェア内で実施している自動検査内容とその閾値が格納される。
1.MissingDataQA:Less than 20 is available->OK,
2.AntennaRotationQA:Less than 20 is available->OK,
3.HotCalibrationSourceQA:Less than 20 is available->OK,
4.AttitudeDataQA:Less than 20 is available->OK,
5.EphemerisDataQA:Less than 20 is available->OK,
6.QualityofGeometricInformationQA:Less than 0 is available->OK,
7.BrightnessTemperatureQA:Less than 20 is available->OK,
All items are OK, 'PASS' is employed(32) ScienceQualityFlag, ScienceQualityFlagExplanation
物理量に対する品質検査結果とその検査内容が格納される。レベル 1 プロダクト（L1A、L1B、L1BMap）では未使用の為、ブランクが格納される。

(33) QAPercentMissingData
プロダクト中の全観測データにおける欠損データの割合が格納される。 欠損している場合は、データ部の各
周波数の観測データに-9999 が格納される。

(34) QAPercentOutofBounds
プロダクト中の全観測データに対するリミット異常データの割合が格納される。観測データカウント値をアンテ
ナ温度と輝度温度に変換した値が、規定値を超えた場合に異常と判断する。

* レベル１A プロダクトでは、輝度温度変換を実施していない為、0 が格納される。
* レベル 1B プロダクトのリミット異常の観測データは、輝度値を負にした値が格納される。

L1A-35

(35) QAPercentParityError
プロダクト中の全観測データにおけるパリティ異常データの割合が格納される。図 2.1-2 に示す観測データ（生データ）中のパリティフラグにより、パリティー異常と判断される。

* レベル 1B プロダクトのパリティ異常観測データには、-32768 が格納される。
(MSB)
15
P1 P2 E

(LSB)
0

Fix

(12 bit data ： Observation data of 6 GHz)

0

Parity Flag (0 : Normal)
bit 0 ～ 6 : Odd Parity
bit 7 ～ 13 : Odd Parity(MSB)
15
P1 P2 E

(LSB)
0

Fix
0

1

Parity Flag (0 : Normal)

1(10 bit data ： Observation data except 6 GHz)Fix

bit 0 ～ 6 : Odd Parity
bit 7 ～ 13 : Odd Parity

図 2.3-2 観測データ（生データ）のビットフォーマット

(36) ProcessingQADescription
データ処理ソフトウェアの処理中に発生した異常メッセージが格納される。処理が正常に終了した場合
は、”PROC_COMP”が格納される。

(37) ProcessingQAAttribute
データ処理ソフトウェアで処理したデータに対する品質情報として、以下の異常発生に対応した項目名が格納される。異常が発生していない場合は、ブランクが格納される。

項目名

異常判定基準NumberofMissingPackets

1 パケット以上欠損の場合

EphemerisQA

NG の場合QAPercentMissingData

1%以上の場合

QAPercentOutofBoundsData

1%以上の場合

QAPercentParityErrorData

1%以上の場合

L1A-36

2.2.

プロダクトメタデータ(1) SatelliteOrbit, Attitude, OrbitSemiMajorAxis, OrbitEccenticity, OrbitArgumentPrigee, OrbitInclination,
OrbitPeriod, RevisitTime
衛星（ADEOS-II）の諸元が格納される。

衛星の軌道

太陽同期、準回帰（Sun-synchronous,sub-recurrent）

衛星高度

802.9km

衛星軌道の長半径7181.317km

衛星軌道の離心率0.00007

衛星の近似点引数

244.018°

軌道傾斜角98.62°

衛星周回

101 分/周衛星回帰日数4日(2) AMSRChannel, AMSRBandWidth, AMSRBeamWidth, OffNadir, SpatialResolution(AzXEl), ScanningPeriod,
SwathWidth, DynamicRange
AMSR の諸元が格納される。

AMSRChannel

AMSR で観測している周波数を設定

AMSRBandWidth

各周波数におけるバンド幅（MHｚ）を設定

AMSRBeamWidth

各周波数におけるビーム幅を設定

OffNadir89GHzA ホーンと B ホーンのオフナディア角を設定。
（89GHz 以外は、89GHzA ホーンと同値）

SpatialResolution(AzXEl)

各周波数における空間分解能を設定

ScanningPeriod

走査間隔

1.5 秒

SwathWidth

観測幅1600kmDynamicRange

ダイナミックレンジ

2.7K～340K(3) DataFromatType, HDFFormatVersion
プロダクトのファイルフォーマット情報が格納される。

DataFromatType

フォーマットNCSA-HDF

HDFFormatVersion

バージョン

Ver4.2r4

L1A-37

(4) EllipsoidName, SemiMajorAxisofEarth, FlatteningRatioofEarthAMSR のデータ処理ソフトウェアで使用している地球楕円体の定義が格納される。

EllipsoidName

地球楕円体モデル

WGS84

SemiMajorAxisofEarth

赤道半径6378.1km

FlatteningRatioofEarth

扁平率0.00335(5) SensorAlignment
衛星(ADOES-II)座標系と AMSR 座標系との間のアライメント測定値が格納される。

(6) Thermistor
サーミスタの工学値変換に対する適用範囲と 4 つの係数が格納される。
Thermistor Count

Range

Wx

サーミスタ工学値変換係数適用範囲

Thermistor Conversion

Table

Wa

サーミスタ工学値変換係数 Wa

Thermistor Conversion

Table

Wb

サーミスタ工学値変換係数 Wb

Thermistor Conversion

Table

Wc

サーミスタ工学値変換係数 Wc

Thermistor Conversion

Table

Wd

サーミスタ工学値変換係数 Wd

工学値は、変換係数を用いて次式で算出される。

工学値[ K ] = Wai⋅ C 2 + Wbi ⋅ C + Wci + Wd i + 273.15
Ci: カウント値: Wxi −1 ≦ C ≦ Wxi(7) Platinum#1
白金センサ＃１の工学値変換に対する適用範囲と 4 つの係数が格納される。
Platinum#1 Count

Range

Wx

白金センサ＃１工学値変換係数適用範囲

Platinum#1Conversion

Table

Wa

白金センサ＃１工学値変換係数 Wa

Platinum#1Conversion

Table

Wb

白金センサ＃１工学値変換係数 Wb

Platinum#1Conversion

Table

Wc

白金センサ＃１工学値変換係数 Wc

Platinum#1Conversion

Table

Wd

白金センサ＃１工学値変換係数 Wd

工学値は、Thermistor と同じ式で算出される。

L1A-38(8) Platinum#2
白金センサ＃２の工学値変換に対する適用範囲と 4 つの係数が格納される。
Platinum#2 Count

Range

Wx

白金センサ＃２工学値変換係数適用範囲

Platinum#2 Conversion

Table

Wa

白金センサ＃２工学値変換係数 Wa

Platinum#2 Conversion

Table

Wb

白金センサ＃２工学値変換係数 Wb

Platinum#2 Conversion

Table

Wc

白金センサ＃２工学値変換係数 Wc

Platinum#2 Conversion

Table

Wd

白金センサ＃２工学値変換係数 Wd

工学値は、Thermistor と同じ式で算出される。

(9) Platinum#3
白金センサ＃３の工学値変換に対する適用範囲と 4 つの係数が格納される。
Platinum#3 Count

Range

Wx

白金センサ＃３工学値変換係数適用範囲

Platinum#3 Conversion

Table

Wa

白金センサ＃３工学値変換係数 Wa

Platinum#3 Conversion

Table

Wb

白金センサ＃３工学値変換係数 Wb

Platinum#3 Conversion

Table

Wc

白金センサ＃３工学値変換係数 Wc

Platinum#3 Conversion

Table

Wd

白金センサ＃３工学値変換係数 Wd

工学値は、Thermistor と同じ式で算出される。

L1A-39(10) CoefficientA (CoefficientAvv, CoefficientAhv, CoefficientAov, CoefficientAhh, CoefficientAvh,
CoefficientAoh)
輝度温度変換係数として周波数毎に 6 つの係数が格納される。輝度温度変換係数は、観測データのアンテ
ナ温度（Ta）を輝度温度（Tb）に変換する係数である。輝度温度は、偏波毎に次式で算出される。

Tbv = Avv ⋅ Tav + Ahv ⋅ Tah + 2.7 Aov
Tbv: V偏波の観測輝度温度

Tav: V偏波のアンテナ温度

Tah: H偏波のアンテナ温度

Avv: V偏波正偏波成分の変換係数

Ahv: V偏波交差偏波成分の変換係数

Aov: V偏波観測深宇宙輝度温度の係数

Tbh = Avh ⋅ Tah + Ahh ⋅ Tav + 2.7 Aoh
Tbh: H偏波の観測輝度温度

Tav: V偏波のアンテナ温度

Tah: H偏波のアンテナ温度

Avh: H偏波交差偏波成分の変換係数

Ahh: H偏波正偏波成分の変換係数

Aoh: H偏波観測深宇宙輝度温度の係数(11) CSMTemperature
各周波数の深宇宙のアンテナ温度が格納される。格納される値は、データ処理ソフトウェアにおけるアンテナ
温度変換係数の算出時に使用される。

L1A-40(12) CoRegistrationParameterA1, CoRegistrationParameterA2
各周波数の相対レジストレーション係数 A1 と A2 が格納される。相対レジストレーション係数は、89GHz 以外の周波数における観測点の位置（緯度・経度）を算出するための係数である。各周波数（89GHz 以外）の緯度と経度は、相対レジストレーション係数を用いて、以下に示す方法で算出される。 各走査における m 点目の観測位
置 Pt[m]は、89GHzA ホーンの奇数点（1 から開始）の観測位置 P[2m-1]と偶数点の観測位置 P[2m]からベクトル
ex、ey、ez を求めて、次式で算出される。

ex = p1
 
P1 × P2
ez =  
P1 × P2
ey = ez × ex cosθ = P1 • P2
P1 : 観測位置P[2m − 1]のベクトルP2 : 観測位置P[2m]のベクトル

図 2.2-1 ベクトル ex, ey, ez の定義
ex は地心から 89GHzA ホーンの奇数番目の観測点に向けられたベクトルであり、ey は 89GHzA ホーンの
奇数番目の観測点と隣接する観測点を含む平面における ex の直交ベクトルである。また、ez は ex と ey の直交ベクトルである。ここで、ベクトル ex と ey の成す角に対し、ex-ey 平面での相対レジストレーション係数を A1、
ex-ez 平面での相対レジストレーション係数を A2 と定義し、以下の式により 89 GHz 以外の周波数の観測位置を算出する。

Pt[m] = cos( A2 ⋅ θ ) ⋅ (cos( A1 ⋅ θ ) ⋅ ex + sin( A1 ⋅ θ ) ⋅ ey ) + sin( A2 ⋅ θ ) ⋅ ez

L1A-41

(13) CalibrationCurveCoefficient#1, CalibrationCurveCoefficient#2, CalibrationCurveCoefficient#3,
CalibrationCurveCoefficient#4, CalibrationCurveCoefficient#5
各周波数のアンテナ温度算出で非線形校正をする為の係数（ラジオメトリック補正係数）が格納される。非線形校正は、アンテナ温度に対して以下に示す式で校正している。
CalibrationCurveCoefficient#1

C0

0 次のラジオメトリック補正係数

CalibrationCurveCoefficient#2

C1

1 次のラジオメトリック補正係数

CalibrationCurveCoefficient#3

C2

2 次のラジオメトリック補正係数

CalibrationCurveCoefficient#4

C3

3 次のラジオメトリック補正係数

CalibrationCurveCoefficient#5

C4

4 次のラジオメトリック補正係数

Ta = C 0 + C1 ⋅ Ta′ + C 2 ⋅ (Ta′) 2 + C 3 ⋅ (Ta′) 3 + C 4 ⋅ (Ta′) 4
Ta : 非線形に校正したアンテナ温度[ K ]Ta′ : アンテナ温度変換係数を用いて算出されたアンテナ温度[ K ]* アンテナ温度変換係数を用いたアンテナ温度の算出は、Antenna_Temperature_Coef(Of+Sl)に変換方法を示している。

(14) CalibrationMethod
高温校正源と低温校正源、及び幾何学情報の校正手法名が格納される。校正手法名は、対象データに対して校正を実施した手法のみが格納され、校正を実施していない場合は、ブランクが格納される。

対象データ

校正手法名

補正概要

HTUCoefficients
高温校正源温度ElectromagneticAnalysis
RxTemperatureReferenced

この校正方法は、高温校正源温度に対して 3
種類のいずれかの手法を用いて校正する。
この校正方法は、6GHz の低温校正源の観測

SpillOver

データ中に混入している地上放射を校正する。

低温校正源観測データ

この校正方法は、低温校正源の観測データに
CSMInterpolation

おける月の映り込み、電波干渉、迷光等を校正
する。

幾何学情報

Absolute89GPositioning

アンテナ温度NonlinearityCorrection

この校正方法は、89GHz の位置情報に対して校正する。
この校正方法は、アンテナ温度を非線形で算出した結果に校正する。

L1A-42

(15) HTSCorrectionParameterVersion
CalibrationMethod に格納される高温校正源温度を校正する為に使用したパラメータファイルのバージョンが 4桁（ＸＸＸＸ）で格納される。校正を実施していない場合は"*"埋めで格納される。

(16) SpillOverParameterVersion
6GHz の低温校正源の観測データ中に混入している地上放射を校正する為に使用したパラメータファイルのバージョンが 4 桁（XXXX）で格納される。校正を実施していない場合は"*"埋めで格納される。

(17) CSMInterpolationParameterVersion
低温校正源の観測データに対する以下の項目を校正する為に使用したパラメータファイルのバージョンが 4桁（XXXX）で格納される。校正を実施していない場合は"*"埋めで格納される。
- 月の影響の除去- 太陽光の迷光- 静止衛星からの電波干渉(18) Absolute89GPositioningParameterVersion
89GHz の位置情報を校正する為に使用したパラメータファイルのバージョンが 4 桁（XXXX）で格納される。
校正を実施していない場合は"*"埋めで格納される。

L1A-43

2.3. 各データの説明(1) ScanTime
各走査における 89GHz A ホーンの観測開始位置の時刻が格納される。この時刻は、1993 年 1 月 1 日 0 時（UT）からの通算秒（TAI）になっている。
* レベル１A とレベル１B では、格納される観測データの幅が異なる為、同一走査の開始時刻も異なっている。

(2) Position in Orbit
衛星軌道上の位置が格納される。衛星の位置は、軌道周回番号と昇交点からの位置として、下記の式で算出される。

Postion_in_Orbit = 軌道周回番号 + 衛星位置
衛星位置 = ( Scan_Time –昇交点通過時刻 ) / ( 101.0 * 60 )(3) Navigation Data
慣性座標系（J2000.0）における衛星の軌道情報が格納される。軌道情報は、各走査の観測開始時刻（Scan_Time）に対応する衛星の位置と速度である。

(4) Attitude Data
各走査の観測開始時刻（Scan_Time）に対応した姿勢情報として、姿勢誤差（Roll、Pitch、Yaw）が格納される。
姿勢誤差の座標系は、Roll が衛星進行方向、Yaw が地心方向の右手系である。

(5) 6GHz-V Observation Count
6GHz 垂直偏波の観測データのカウント値が格納される。異常データには、以下の値を設定している。（他の観測データに関しても同様。）-9999： 欠損データ値-32768： パリティ異常値(6) 6GHz-H Observation Count
6GHz 水平偏波の観測データのカウント値が格納される。

(7) 10.65GHz-V Observation Count
10.65GHz 垂直偏波の観測データのカウント値が格納される。

L1A-44

(8) 10.65GHz-H Observation Count
10.65GHz 水平偏波の観測データのカウント値が格納される。

(9) 18.7GHz-V Observation Count
18.7GHz 垂直偏波の観測データのカウント値が格納される。

(10) 18.7GHz-H Observation Count
18.7GHz 水平偏波の観測データのカウント値が格納される。

(11) 23.8GHz-V Observation Count
23.8GHz 垂直偏波の観測データのカウント値が格納される。

(12) 23.8GHz-H Observation Count
23.8GHz 水平偏波の観測データのカウント値が格納される。

(13) 36.5GHz-V Observation Count
36.5GHz 垂直偏波の観測データのカウント値が格納される。

(14) 36.5GHz-H Observation Count
36.5GHz 水平偏波の観測データのカウント値が格納される。

(15) 50.3GHz-V Observation Count
50.3GHz 垂直偏波の観測データのカウント値が格納される。

(16) 52.8GHz-V Observation Count
52.8GHz 垂直偏波の観測データのカウント値が格納される。

(17) 89.0GHz-V-A Observation Count
89.0GHz A ホーン垂直偏波の観測データのカウント値が格納される。

(18) 89.0GHz-H-A Observation Count
89.0GHz A ホーン水平偏波の観測データのカウント値が格納される。

(19) 89.0GHz-V-B Observation Count
89.0GHz B ホーン垂直偏波の観測データのカウント値が格納される。

L1A-45

(20) 89.0GHz-H-B Observation Count
89.0GHz B ホーン水平偏波の観測データのカウント値が格納される。

(21) Hot-Load Count 6 to 52
89GHz 以外の周波数・偏波における高温校正源の観測値がカウント値で格納される。1 走査 の観測データ
数は、8 点である。

* 異常が発生している高温校正源のカウント値には、以下の値が格納される。
（各周波数・偏波共通）

0： 欠損データ値-32768： パリティ異常値(22) Hot-Load Count 89
89GHz における高温校正源の観測値がカウント値で格納される。1 走査の観測データ数は、16 点である。

(23) Cold Sky Mirror Count 6 to 52
89GHz 以外の周波数・偏波における低温校正源の観測値がカウント値で格納される。1 走査の観測データ数
は、8 点である。

* 異常が発生している低温校正源のカウント値には、以下の値が格納される。
（各周波数・偏波共通）

0： 欠損データ値

32767： パリティ異常値(24) Cold Sky Mirror Count 89
89GHz における低温校正源の観測値がカウント値で格納される。1 走査の観測データ数は、16 点である。

L1A-46

(25) Antenna Temperature Coef(Of + Sl)
各周波数・偏波におけるアンテナ温度変換係数が格納される。アンテナ温度変換係数は、オフセット値とスロープ値からなり、次式で地表面観測データのカウント値をアンテナ温度に変換する。

Ta p ,l = Csl p ,l * Obs p ,l + Cof p ,lTa

: アンテナ温度[ K ]Obs: 観測データのカウント値

Aof: アンテナ温度変換係数（オフセット値）

Asl: アンテナ温度変換係数（カウント値）

p: 観測点位置l: 走査位置(26) Rx Offset/Gain Count
走査毎に計測された各周波数の受信機（Rx）に対するゲイン値とオフセット値が格納される。

(27) Lat of Observation Point Except 89B
89GHz A ホーンの地表面観測点に対応する緯度が格納される。

データ範囲

北緯 0°～90°、南緯 0°～-90°

スケールファクタ

0.01

算出異常値

99.99°* 89GHz A ホーンの地表面観測点の位置（緯度、経度）は、89GHz 以外の周波数の位置を算出する基準になっている。各周波数の位置の算出方法は、CoRegisttrationParameter に示している。

(28) Long of Observation Point Except 89B
89GHz A ホーンの地表面観測点に対応する経度が格納される。

データ範囲-180.0°～ 180.0°

スケールファクタ

0.01

算出異常値

222.22°(29) Lat of Observation Point for 89B
89GHz B ホーンの地表面観測点に対応する緯度が格納される。
* データ範囲、スケールファクタ、算出異常値は、89GHz A ホーンと同様である。

(30) Long of Observation Point for 89B
89GHz B ホーンの地表面観測点に対応する緯度が格納される。
* データ範囲、スケールファクタ、算出異常値は、89GHz A ホーンと同様である。

L1A-47

(31) Sun Azimuth
89GHｚ A ホーンの奇数点（1 から開始）における地表面観測点からの太陽方位角(図 2.3-1)が格納される。

データ範囲-180～180°

スケールファクタ

0.1

算出異常値

-32768・観測位置が異常の場合
・太陽方位角が-180°を下回った場合

32767

・太陽方位角が 180°を上回った場合(32) Sun Elevation
89GHz A ホーンの奇数点（1 から開始）における地表面観測点からの太陽仰角(図 2.3-1)が格納される。

データ範囲-180～180°

スケールファクタ

0.1

算出異常値

-32768・観測位置が異常の場合
・太陽仰角が-180°を下回った場合

32767

・太陽仰角が 180°を上回った場合

図 2.3-1 太陽角方位角の定義

L1A-48

(33) Earth Incidence
89GHz A ホーンの奇数点（1 から開始）の地表面観測点における観測入射角が格納される。観測入射角は、
図 2.3-2 に定義される地表面観測点の垂直ベクトルと AMSR の視線ベクトルのなす角度を示している。

データ範囲： 52.4°～ 57.54°

スケールファクタ

： 0.02オフセット： 55.0°

算出異常値： -128・観測位置が異常の場合・設定値が-127 を下回った場合： 127

・太陽仰角が 180°を上回った場合(34) Earth Azimuth
89GHz A ホーンの奇数点（1 から開始）の地表面観測点における観測方位角が格納される。観測方位角は、
図 2.3-2 に定義される観測地表面での北ベクトルと、投影された視線ベクトルの逆ベクトルとのなす角を示してい
る。

データ範囲

： -180.0°～ 180.0°

スケールファクタ

： 0.01

算出異常値： 99999

・観測位置が異常の場合

図 2.3-2 Earth Azimuth, Incidence の定義

L1A-49(35) Land/Ocean Flag 6 10 18 23 36 50 89A
AMSR の地表面観測位置における各周波数の陸海フラグが割合（%）で格納される。陸海フラグの割合は、各観測点を中心にした円のフットプリントにおける陸域の割合を示している。
* 89GHz の陸海フラグは、A ホーンでの奇数点（1 から開始）のみを格納している。
* 89GHz 帯以外の各周波数の地表面観測位置は、CoRagistrationParameter で示している算出方法に従って、相対レジストレーションの差異を補正した位置に対応している。

(36) Observation Supplement
各走査の観測時に対応した H/W 状態等の観測補足情報が格納される。観測補足情報は、衛星で取得した生データになっている。（図 1.2-11）(37) SPC Temperature Count
走査毎の計測された SPC(制御ユニット信号処理部; Signal Processor Control unit)の温度が、衛星で取得した生データの 10 ビットと 12 ビットの値で格納される（図 2.3-3、図 1.2-12）。
(LSB)
0

(MSB)
15

(10 bit data)― ― ― ― ― ―Not used
(LSB)
0

(MSB)
15

(12 bit data)― ― ― ―

Not used

図 2.3-3 SPC Temperature Count のデータフォーマット

(38) SPS Temperature Count
走査毎の計測された SPS(センサユニット信号処理部; Signal Processor Sensor unit)の温度が、衛星で取得した生データの 10 ビットと 12 ビットの値で格納される（図 2.3-4、図 1.2-13）。
Fix

(MSB)
15
P1 P2 E

0

0

(LSB)
0
(10 bit data)

0

Parity Flag (0 : Normal)
bit 0 ～ 6 : Odd Parity
bit 7 ～ 13 : Odd Parity(MSB)
15
P1 P2 E

(LSB)
0

Fix

(12 bit data)

0

Parity Flag (0 : Normal)
bit 0 ～ 6 : Odd Parity
bit 7 ～ 13 : Odd Parity

図 2.3-4 SPS Temperature Count のデータフォーマット

L1A-50(39) Data Quality
走査毎の観測データと算出結果に対する品質情報と補足情報が格納される。格納される情報を、以下に示す。
1)

CSM から見た太陽方位角 (Direction of Sun) [type: float]
コールドスカイミラー（CSM）の視線ベクトルと太陽方向のなす角度[deg]が格納される。（図 2.3-5）

2)

CSM から見た月方位角 （Direction of Moon） [type: float]
CSM の視線ベクトルと月方向のなす角度[deg]が格納される。（図 2.3-5）

図 2.3-5 太陽方位角、月方位角

L1A-51

3)

1 走査内での品質情報 （Quality Information for a Scan）
32 ビットの各ビットをフラグ情報として格納している。正常の場合はフラグが 0 になり、異常の場合は 1 になる。

各ビットの設定内容を LSB（最下位ビット; Least Significant Bit）から順に示す。
a） GPSR カウント値チェック結果（1 ビット）
前後 1 走査の GPSR カウントの工学値との差が 1.5±1.0（sec）、または-6.5±1.0（sec）を満たさない場合
が、エラー（1）になる。
b） HTS 温度チェック結果（1 ビット）
前後 1 走査の HTS 温度と比較して 0.5°以上の差があった場合が、エラー（1）になる。
c） 各パケットの状態（16 ビット）パケットの欠損や、パケット中に"DEAD"コード（NASA EDOS でパケット中の欠損を埋めたコードを示し、16 進数で 0xDEAD となっている）がある場合が、エラー（1）になる。LSB から 3 ビット目を第 1 パケットとして、16 パケット分の品質が格納される。

4)

タコパルスカウント値 （Tacho Pulse Count） [type: float]
タコパルスカウントの差分平均を角度[deg]に変換した値が格納される。

5)

校正源データの品質 （Calibration Data Quality）
校正源データの品質として、低温校正源と高温校正源の観測データに対する統計情報（平均値と標準偏差）が、6G-V、6G-H、10G-V、10G-H、18G-V、18G-H、23G-V、23G-H、36G-V、36G-H、89GA-V、
89GA-H、 50G-V、52G-V 、89GB-V、89GB-H の順で格納される。
a） CSM Count 値平均値（4 バイト） [type: float]b） HTS Count 値平均値（4 バイト） [type: float]c） CSM Count 値標準偏差（4 バイト） [type: float]d） HTS Count 値標準偏差（4 バイト） [type: float]

6)

SPC と SPS のエラーフラグ （SPC/SPS Error Flag） [type: bit]
SPC と SPS のエラーフラグの情報が格納される。値により、以下のような意味になっている。
0: 正常
1: SPC のみ異常
2: SPS のみ異常
3: SPC、SPS が共に異常

L1A-52

7)

高温校正源温度 （HTS Temperature） [type: float]
各周波数の高温校正源温度（[K]）が格納される。格納される温度は、アンテナ温度変換係数の算出時に使用した値である。各周波数の格納順序は、上記 5)項と一致している。

8)

パリティ異常の合計値 （Parity Error Summary）
各走査における以下のデータ項目に関するパリティ異常の合計が格納される。
a） RX Offset/Gain のパリティ異常数（全周波数の合計） [type: float]b） 低温校正源カウントのパリティ異常数（周波数毎、上記 5）の順序と一致） [type: float]c） 高温校正源カウントのパリティ異常数（周波数毎、上記 5）の順序と一致） [type: float]9)

スペア （Spare）
未使用であり 0 が格納される。

(40) Interpolation_Flag_6_to_52
89GHz 以外の各周波数における低温校正源の観測データに対する内挿補間フラグが格納される。（図2.3-6） それぞれのフラグは、以下に示す校正項目に対応している。
- 月の影響の除去補正- 静止衛星からの電波干渉の補正- 太陽光の迷光補正

(MSB)
7

(LSB)
0

0 : 校正なし, 1 : 月の影響の除去校正
0 : 校正なし, 1 : 電波干渉の校正
0 : 校正なし, 1 : 太陽光の迷光校正 1
0 : 校正なし, 1 : 太陽光の迷光校正 2
0 : 校正なし, 1 : 太陽光の迷光校正 3
0 : 校正なし, 1 : 太陽光の迷光校正 4
0 : 校正なし, 1 : 太陽光の迷光校正 5
0 : 観測電圧の異常低下が発生していない場合
1 : 観測電圧の異常低下が発生している可能性がある場合

図 2.3-6 内挿補間フラグのフォーマット

L1A-53

(41) Interpolation_Flag_89
89GHz の周波数における低温校正源の観測データに対する内挿補間フラグが格納される。（図 2.3-6）(42) Spill Over
プロダクトの先頭走査の 200 走査前から 200 走査分の 6GHz における地表面観測データが観測電圧（単位はmV）で格納される。この 6GHz の観測電圧は、低温校正源の地上放射の混入を補正する為に使用する情報である。
* プロダクト先頭付近が欠損している場合や準リアルタイム処理の場合は、プロダクト先頭から 200 走査前までの情報を取得することができない為、0 になっている。
* 異常値は、以下に示す値になっている-999.0： 電圧変換等で異常が発生した場合

0.0： 観測データの欠損やパリティ異常、RxOffset/Gain の異常の場合

L1A-54§Ｌ１Ｂ

AMSR
L1B プロダクトフォーマット説明書

目 次
1.

プロダクトの説明 ......................................................................................................................... 1
1.1. プロダクトの構成 .................................................................................................................. 2
1.2. ファイル構造 ....................................................................................................................... 3
1.3. データボリューム.................................................................................................................15
2. データの説明 ........................................................................................................................... 16
2.1. コアメタデータ ....................................................................................................................162.2. プロダクトメタデータ ............................................................................................................172.3. 各データの説明 .................................................................................................................18

L1B-i

1.

プロダクトの説明
レベル 1B プロダクトは、地表面のマイクロ波放射の輝度温度と観測位置の幾何学的な情報を HDF として格納したものである。プロダクトの特徴を以下に示す。
• データ範囲
レベル 1B プロダクトは、レベル 0 データから衛星の地球半周回分を単位（シーン）として切出したデータで
ある。
• 観測幅
地表面の観測幅は、衛星進行方向を中心に±61°の範囲である(図 1-1)。格納される１走査中の観測デー
タ数は、89GHz で 392 点、89GHz 以外で 196 点である。
• 主な格納データ
−

走査時刻

−

地表面の輝度温度（ラジオメトリック補正済み）−

ラジオメトリック変換係数−

低温校正源と高温校正源の温度カウント値−

幾何情報（89 GHz の地表面観測点での位置、観測入射角、太陽方向等）

−

品質情報

−

その他（衛星、センサ、プロダクト情報等）

図 1-1 AMSR における一走査のデータ範囲（レベル１B）

L1B-1

1.1.

プロダクトの構成

レベル 1B プロダクトの論理構造を表 1-1 に示す。

表 1-1 AMSR レベル 1B プロダクトの論理構造
Structure

HDF Data Model

Contents
プロダクトの一般情報を格納している。

コアメタ

Global AttributeNASA ECS (B.0)の属性に対する必須項目に準拠して
いる。

ヘッダ部
プロダクトメタGlobal Attribute

プロダクト固有情報(AMSR 主要諸元、工学値変換テーブル等)を格納している。
以下に示すデータを格納している。
• 走査時刻データ部

VdatasSDS• 観測データの輝度温度• 校正源データ• 補足情報（位置、軌道、姿勢、係数、観測入射角、
太陽方向、付加情報等）• 品質情報レベル 1B プロダクトは、以下の項目以外は、レベル 1A プロダクトのフォーマットと同一である為、レベル 1A プ
ロダクトフォーマットを参照のこと。
• 地表面の観測データが補正済み輝度温度で格納される。
「Observation_Count」 → 「Brightness_Temperature」• SDS 中の観測幅は、衛星進行方向に対して±61°で格納される。

L1B-2

1.2.

ファイル構造AMSR レベル 1B プロダクトのファイル構造を、図 1.2-1 に示す。ヘッダ部のコアメタデータに対する説明を表
1.2-1 に示し、プロダクトメタデータに対する説明を表 1.2-2 に示す。また、データ部の各項目に対する説明は、各項目のデータサイズとスケールファクタを表 1.2-3 に示し、レベル 1A プロダクトと異なる観測輝度温度のデータ構造を図 1.2-2 に示す。
（注意）
表 1.2-1 と表 1.2-2、表 1.2-3 は、白抜き部がレベル 1B プロダクト固有の情報を示している。2 章以降の説明は、レベル
1B プロダクト固有の情報のみを示しており、レベル 1A プロダクトと同じ内容を示す項目（網掛け部）は、レベル 1A プロダク
トのフォーマット説明に記載している。

L1B-3

Level 1B ProductCore Metadata
Product Metadata（Header）（Data）In the scan
(V data)

(SDS)

Scan

(16 SDS)

Scan

Scan TimenGHz-polScan

Position in Orbit

8 pixelBrightness Temperature

16 pixel

8 pixel

16 pixel

(SDS)

(SDS)

(SDS)

(SDS)

Scan

Hot Load Count
6 to 52

Hot Load Count89

Cold Sky Mirror Count
6 to 52

nGHz-pol (Of + Sl)

nGHz-pol (Of + Sl)

x, y, z, x', y', z'

(SDS)

(SDS)

roll, pitch, yaw
(SDS)

Scan

Scan

Antenna Temp Coef

Rx Offset/Gain Count

Navigation Datain the scanin the scanin the scan

Scan

Scan

(SDS)
Scan

(SDS)

(SDS)
Scan

Cold Sky Mirror Count
89

Attitude Datain the scan
(SDS)

Scan

(SDS)
Scan

Lat of Observation
Point Except 89B

Long of Observation
Point Except 89B

Lat of Observation
Point for 89B

Long of Observation
Point for 89B

in the scanin the scanin the scanin the scan

(SDS)

(SDS)
Scan

Scan

Sun Azimuth
6, 10, 18, 23,
36, 50, 89A

(SDS)
Scan

Sun Elevation

(SDS)
Scan

Earth Incidence

Earth Azimuth

in the scan

(SDS)

(SDS)

Scan

Scan

Land/Ocean Flagfor
6_10_18_23_36_50_89A
8 pixel

(SDS)

Scan

Observation
Supplement

SPC
Temperature Count16 pixelin the scan

SPS
Temperature Count

(SDS)
200

Scan

2

4

12

Interpolation Flag 6 to 52

(SDS)

Scan

Spill OverInterpolation Flag 89

Data Structure
図 1.2-1 データ構造

L1B-4

(SDS)
Scan

Data Quality

項目(属性)説明

表 1.2-1 コアメタデータの格納項目 (1/3)
具体的な値あるいは例

ShortName
プロダクト名VersionID
プロダクトバージョンID
SizeMBECSDataGranule プロダクトサイズ(MB)LocalGranuleID
生産管理番号
ProcessingLevelID
処理レベルIDAMSR-L1B
RELEASE3
36.6
A2AMS03011815MD_P01B0000000
L1B

ReprocessingActual

再処理日（UTC）

bｌank or 2002-08-10

ProductionDateTime
RangeBeginningTime
RangeBeginningDate
RangeEndingTime
RangeEndingDate
GringPointLatitude
GringPointLongitude
PGEName
PGEVersion

プロダクト生成時刻(UTC)
観測データ開始時刻（UTC）
観測データ開始日（UTC）
観測データ終了時刻（UTC）
観測データ終了日（UTC）
データ有効範囲緯度
データ有効範囲経度
データ処理S/W名
データ処理S/W バージョン

InputPointer

入力ファイル名

ProcessingCenter
ContactOrganization
Name
StartOrbitNumber
StopOrbitNumber
EquatorCrossing
Longitude
EquatorCrossingDate
EquatorCrossingTime

データ処理局

軌道開始番号
軌道終了番号

2002-07-29T07:14:29.000Z
02:57:17.53Z
2002-07-29
03:47:06.81Z
2002-07-29
83.71,73.23,34.10,-25.31,-84.97,-73.60,-23.13,36.52
152.28,91.82,-10.34,-24.72,-39.30,-105.73,-40.70,-27.99
L1B_Process_Software
3*33*33***33330333
A2_AMS_MDR_ASF-_L0_SIG_20030118_1005,
A2_AMS_MDR_ASF-_L0_SIG_20030118_1012
JAXA EOC
JAXA,1401,Ohashi,Hatoyama-machi,Hiki-gun,Saitama,3500393,JAPAN,+81-49-298-1307,orderdesk@eoc.jaxa.jp
1251
1251

赤道通過経度-28.80

赤道通過日
赤道通過時刻2002-07-29
03:24:14.41Z

連絡先組織名

注意

固定/例
固定
例
例
例
固定

再処理のみ
日付設定
(0-Fill for blank)
0-Fill for blank
同上
同上
同上
同上

例
例
例
例
例
例
例
例
固定
例
例
固定
固定
例
例
例

0-Fill for blank
同上* 白抜き部のみがレベル 1B プロダクト固有の情報を示す。（網掛け部は、レベル 1A プロダクトの記述書を参照のこと。）

L1B-5

例
例

項目(属性)OrbitDirection
EphemerisGranule
Pointer
EphemerisType
PlatformShortName
SensorShortName
NumberofScans
NumberofMissingScans
ECSDataModel
DiscontinuityVirtual
ChannelCounter
QALocationPacket
Discontinuity
NumberofPackets
NumberofInputFiles
NumberMissingPackets
NumberofGoodPackets
ReceivingCondition
EphemerisQA
AutomaticQAFlag

AutomaticQAFlag
Explanation

説明

表 1.2-1 コアメタデータの格納項目 (2/3)
具体的な値あるいは例

注意

固定/例

軌道方向

DESCENDING

例

使用軌道データファイル名

EL20030118

例

軌道データのタイプ
GPS
プラットフォーム略称
ADEOS-2
観測センサ略称
AMSR
走査数
2042
欠損走査数
1
メタデータモデル名
B.0
Virtual channel Unit Counter不連
continuation
続

例
固定
固定
例
例
固定

Packet Sequence Counter不連続

discontinuation

例

レベル０パケット数
レベル０ファイル数
パケット欠損数
パケット数
受信状態
エフェメリスリミットチェック
プログラムによるチェック

31904
2
1
31903
blank
OK
PASS
1.MissingDataQA:Less than 1010 is available->OK,
2.AntennaRotationQA:Less than 20 is available->OK,
3.HotCalibrationSourceQA:Less than 20 is available->OK,
4.AttitudeDataQA:Less than 20 is available->OK,
5.EphemerisDataQA:Less than 20 is available->OK,
6.QualityofGeometricInformationQA:
Less than 0 is available->OK,
7.BrightnessTemperatureQA:Less than 20 is available->OK,
All items are OK, 'PASS' is employed

例
例
例
例
固定
例
例

プログラムチェックの記述

例* 白抜き部のみがレベル 1B プロダクト固有の情報を示す。（網掛け部は、レベル 1A プロダクトの記述書を参照のこと。）

L1B-6

固定

項目(属性)ScienceQualityFlag
ScienceQualityFlag
Explanation
QAPercentMisssingData
QAPercentOutofBoundsData
QAPercentParityErrorData
ProcessingQADescription
ProcessingQAAttirbute

説明

表 1.2-1 コアメタデータの格納項目 (3/3)
具体的な値あるいは例

注意

固定/例

物理量算出時品質フラグ

blank

固定

物理量算出時品質フラグ説明

blank

固定

データ欠落数1

例

データリミットチェック

0例

パリティエラーデータ
処理中に起こったエラーの記録

0
PROC_COMP

例
例

QAメタデータで異常があるアトリビ
brank or NumberofMissingPackets
ュート名* 白抜き部のみがレベル 1B プロダクト固有の情報を示す。（網掛け部は、レベル 1A プロダクトの記述書を参照のこと。）

L1B-7

異常発生時のみ
アトリビュート名を設定

例

項目(属性)SatelliteOrbit
AltitudeOrbitSemiMajorAxis
OrbitEccentricity
OrbitArgumentPerigee
OrbitInclination
OrbitPeriod
RevisitTime
AMSRChannel
AMSRBandWidth
AMSR-EBeamWidth
OffNadirSpatialResolution(Az×El）
ScanningPeriod
SwathWidth
DynamicRange
DataFormatType
HDFFormatVersion
EllipsoidName
SemiMajorAxisofEarth
FlatteningRatioofEarth
SensorAlignment
ThermistorCount
RangeWx

表 1.2-2 プロダクトメタデータの格納項目 (1/4)
具体的な値あるいは例
衛星の軌道
Sun-synchronous_sub-recurrent
衛星高度802.9km
衛星軌道長半径7181.317km
衛星軌道離心率
0.00007
衛星近地点引数244.018deg
軌道傾斜角98.62deg
衛星周期101minutes
回帰日数
4days
6.925GHz,10.65GHz,18.7GHz,23.8GHz,36.5GHz,50.3GHz,52.8GHz,89.0GHzAMSRチャネル
A,89.0GHz-B
6G-350MHz,10G-100MHz,18G-200MHz,23G-400MHz,36G-1000MHz,50.3G-2
AMSRバンド幅
00MHz,52G-400MHz,89GA-3000MHz,89GB-3000MHz
6G-1.8deg,10G-1.2deg,18G-0.64deg,23G-0.75deg,36G-0.35deg,50.3G-0.25deg
AMSRビーム幅,52G-0.25deg,89GA-0.15deg,89GB-0.15deg
オフナディア角
46.7deg : for 89GB 46.3deg
6G-39.8kmX69.5km,10G-26.6kmX46.3km,18G-14.4kmX25.1km,23G-16.6kmX2
空間分解能
8.9km,36G-7.7kmX13.5km,50.3G-5.5kmX9.6km,52G-5.5kmX9.6km,89GA-3.3k
mX5.8km,89GB-3.3kmX5.7km
走査周期
1.5secスウォース幅1600kmダイナミックレンジ
2.7K-340K
フォーマット種類
NCSA-HDF
HDFフォーマットバージョン
Ver4.2r4
地球楕円体モデル
WGS84
地球赤道半径6378.1km
地球扁平率0.00335
センサアライメント
Rx=0.00000,Ry=0.00000,Rz=0.00000
サーミスタ工学値変換係数適用範61,138,301,456,591,698,780,840,883,915,937,954,966,974,1023
囲説明* 白抜き部のみがレベル 1B プロダクト固有の情報を示す。（網掛け部は、レベル 1A プロダクトの記述書を参照のこと。）

L1B-8

固定/例
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定

項目(属性)ThermistorConversion
TableWa
ThermistorConversion
TableWb
ThermistorConversion
TableWc
ThermistorConversion
TableWd
Platinum#1Count
RangeWx
Platinum#1Conversion
TableWa
Platinum#1Conversion
TableWb
Platinum#1Conversion
TableWc
Platinum#1Conversion
TableWd
Platinum#2Count
RangeWx
Platinum#2Conversion
TableWa
Platinum#2Conversion
TableWb

説明

表 1.2-2 プロダクトメタデータの格納項目 (2/4)
具体的な値あるいは例

サーミスタ工学値変換係数Wa
サーミスタ工学値変換係数Wb
サーミスタ工学値変換係数Wc
サーミスタ工学値変換係数Wd

0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
0.00000,0.06500,0.06100,0.06500,0.07400,0.09400,0.12200,0.16700,0.23300,0.
31300,0.45500,0.58800,0.83300,1.25000,0.00000-35.0000,-38.9610,-38.4660,-39.4190,-46.7780,-55.2340,-75.1220,-110.0000,-165.3490,-235.9380,-365.9090,-491.1760,-725.0000,-1127.5000,90.0000
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0

固定/例
固定
固定
固定
固定

白金センサ#1工学値変換係数適用
1168,1296,1536,1792,2032,2272,2512,2752,2992,3232,3472,3712,3952,4095
範囲

固定

白金センサ#1工学値変換係数Wa

固定白金センサ#1工学値変換係数Wb
白金センサ#1工学値変換係数Wc
白金センサ#1工学値変換係数Wd

0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
0.00000,0.03906,0.04167,0.03906,0.04167,0.04167,0.04167,0.04167,0.04167,0.
04167,0.04167,0.04167,0.04167,0.04167-35.0000,-80.6250,-84.0000,-80.0000,-84.6667,-84.6667,-84.6667,-84.6667,84.6667,-55.5000,-84.6667,-84.6667,-84.6667,-84.6667
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0

固定
固定
固定

白金センサ#2工学値変換係数適用 272,528,784,1040,1296,1536,1792,2032,2288,2528,2768,3008,3248,3472,3712,4
範囲
095

固定

白金センサ#2工学値変換係数Wa

固定白金センサ#2工学値変換係数Wb

Platinum#2Conversion
TableWc

白金センサ#2工学値変換係数Wc

Platinum#2Conversion
TableWd

白金センサ#2工学値変換係数Wd

0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
0.00000,0.07813,0.07813,0.07813,0.07813,0.08333,0.07813,0.08333,0.07813,0.
08333,0.08333,0.08333,0.08333,0.08929,0.08333,0.00000-140.0000,-161.2500,-161.2500,-161.2500,-161.2500,-168.0000,-160.0000,-1
69.3333,-158.7500,-170.6667,-170.6667,-170.6667,-170.6667,-190.0000,-169.
3333,140.0000
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0* 白抜き部のみがレベル 1B プロダクト固有の情報を示す。（網掛け部は、レベル 1A プロダクトの記述書を参照のこと。）

L1B-9

固定
固定
固定

項目(属性)Platinum#3Count
RangeWx
Platinum#3Conversion
TableWa
Platinum#3Conversion
TableWb
Platinum#3Conversion
TableWc
Platinum#3Conversion
TableWd

表 1.2-2 プロダクトメタデータの格納項目 (3/4)
説明
具体的な値あるいは例
白金センサ#3工学値変換係数適用範368,704,1040,1360,1696,2032,2352,2688,3008,3344,3664,4000,4095
囲
白金センサ#3工学値変換係数Wa
白金センサ#3工学値変換係数Wb
白金センサ#3工学値変換係数Wc
白金センサ#3工学値変換係数Wd

CoefficientAvv

輝度温度変換係数Avv

CoefiicientAhv

輝度温度変換係数Ahv

CoefficientAov

輝度温度変換係数AovCoefficientAhh

輝度温度変換係数Ahh

CoefficientAvh

輝度温度変換係数Avh

CoefficientAoh

輝度温度変換係数Aoh

CSM Temperature

深宇宙輝度温度

CoRegistration
ParametererA1
CoRegistration
ParametererA2

相対レジストレーション係数 A1
相対レジストレーション係数 A2

0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
0.00000,0.00893,0.00893,0.00938,0.00893,0.00893,0.00938,0.00893,0.00938,
0.00893,0.00938,0.00893,0.00000
12.0000,8.7143,8.7143,8.2500,8.8571,8.8571,7.9500,9.0000,7.8000,9.1429,7.
6500,9.2857,45.0000
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
6G-1.031,10G-1.027,18G-1.022,23G-1.029,36G-1.030,50G-1.024,52G-1.03
0,89GA-1.029,89GB-1.030
6G--0.003,10G--0.003,18G--0.003,23G--0.003,36G--0.003,50G-0.000,52G-0.000,89GA--0.004,89GB--0.
6G--0.028,10G--0.024,18G--0.019,23G--0.026,36G--0.027,50G--0.024,52
G--0.030,89GA--0.025,89GB--0.026
6G-1.031,10G-1.027,18G-1.022,23G-1.032,36G-1.030,50G-0.000,52G-0.00
0,89GA-1.028,89GB-1.029
6G--0.003,10G--0.002,18G--0.003,23G--0.007,36G--0.004,50G-0.000,52G-0.000,89GA--0.004,89GB--0.005
6G--0.027,10G--0.025,18G--0.019,23G--0.024,36G--0.026,50G-0.000,52G-0.000,89GA--0.024,89GB--0.024
6GV-2.800, 6GH-2.800, 10GV-2.800, 10GH-2.800, 18GV-2.800,
18GH-2.800, 23GV-2.800, 23GH-2.800, 36GV-2.800, 36GH-2.800,
50GV-2.800, 52GV-2.800, 89GAV-2.800, 89GAH-2.800, 89GBV-2.800,
89GBH-2.800
6G--0.34380, 10G--0.66550, 18G--0.50910, 23G--0.43900, 36G--0.55200,
50G-0.00000
6G--0.24480, 10G--0.27380, 18G-0.00420, 23G-0.00000, 36G-0.06000,
50G-0.00000*白抜き部のみがレベル 1B プロダクト固有の情報を示す。（網掛け部は、レベル 1A プロダクトの記述書を参照のこと。）

L1B-10

固定/例
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定

固定

固定
固定

項目(属性)説明

CalibrationCurve
Coefficient#1

ラジオメトリック補正0次係数

CalibrationCurve
Coefficient#2

ラジオメトリック補正1次係数

CalibrationCurve
Coefficient#3

ラジオメトリック補正2次係数

CalibrationCurve
Coefficient#4

ラジオメトリック補正3次係数

CalibrationCurve
Coefficient#5

ラジオメトリック補正4次係数
校正手法名

CalibrationMethod
HTSCorrection
高温校正源補正
ParameterVersion
パラメータバージョン
SpillOverParameterVersion スピルオーバパラメータバージョン
CSMInterpolation
低温校正源内挿補間処理
ParameterVersion
パラメータバージョン
Absolute89GPositoning
絶対位置補正ParameterVersion
パラメータバージョン

表 1.2-2 プロダクトメタデータの格納項目 (4/4)
具体的な値あるいは例
6GV--0.1919871, 6GH--0.0994771, 10GV--0.0140960, 10GH--0.0011593, 18GV-0.0000000,
18GH-0.0000000, 23GV--0.1514239, 23GH--0.1514239, 36GV--0.0264439, 36GH--0.0555515,
50GV-0.0000000,
52GV-0.0000000,
89GAV--0.0197245,
89GAH--0.0632250,
89GBV--0.0186104, 89GBH--0.0659556
6GV-1.0692195, 6GH-1.0358657, 10GV-1.0050821, 10GH-1.0004180, 18GV-1.0000000,
18GH-1.0129884, 23GV-1.0545937, 23GH-1.0545937, 36GV-1.0095340, 36GH-1.0200283,
50GV-1.0000000, 52GV-1.0000000, 89GAV-1.0071118, 89GAH-1.0227955, 89GBV-1.0067097,
89GBH-1.0237784
6GV--0.0002331, 6GH--0.0001208, 10GV--0.0000171, 10GH--0.0000014, 18GV-0.0000000,
18GH--0.0000436, 23GV--0.0001835, 23GH--0.0001835, 36GV--0.0000321, 36GH--0.0000673,
50GV-0.0000000,
52GV-0.0000000,
89GAV--0.0000241,
89GAH--0.0000768,
89GBV--0.0000225, 89GBH--0.0000796
6GV-0.0000000, 6GH-0.0000000, 10GV-0.0000000, 10GH-0.0000000, 18GV-0.0000000,
18GH-0.0000000, 23GV-0.0000000, 23GH-0.0000000, 36GV-0.0000000, 36GH-0.0000000,
50GV-0.0000000, 52GV-0.0000000, 89GAV-0.0000000, 89GAH-0.0000000, 89GBV-0.0000000,
89GBH-0.0000000
6GV-0.0000000, 6GH-0.0000000, 10GV-0.0000000, 10GH-0.0000000, 18GV-0.0000000,
18GH-0.0000000, 23GV-0.0000000, 23GH-0.0000000, 36GV-0.0000000, 36GH-0.0000000,
50GV-0.0000000, 52GV-0.0000000, 89GAV-0.0000000, 89GAH-0.0000000, 89GBV-0.0000000,
89GBH-0.0000000

固定/例
例

例

例

例

例

RxTemperatureReferenced,SpillOver,CSMInterpolation,
Absolute89GPositioning,NonlinearityCorrection* RxTemperatureReferencedは、HTUCoefficientsかElectromagneticAnalysisに変更
される場合もある。

例ver0002

例

ver0001例

ver0001例

ver0002例*白抜き部のみがレベル 1B Map プロダクト固有の情報を示す。（網掛け部は、レベル 1A プロダクトの記述書を参照のこと。）

L1B-11

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Items
Scan_Time
Position_in_Orbit
Navigation_Data
Attitude_Data
6GHz-V_Birghtness_Temperature
6GHz-H_Birghtness_Temperature
10.65GHz-V_Birghtness_Temperature
10.65GHz-H_Birghtness_Temperature
18.7GHz-V_Birghtness_Temperature
18.7GHz-H_Birghtness_Temperature
23.8GHz-V_Birghtness_Temperature
23.8GHz-H_Birghtness_Temperature
36.5GHz-V_Birghtness_Temperature
36.5GHz-H_Birghtness_Temperature
50.3GHz-V_Birghtness_Temperature
52.8GHz-V_Birghtness_Temperature
89.0GHz-A-V_Birghtness_Temperature
89.0GHz-A-H_Birghtness_Temperature
89.0GHz-B-V_Birghtness_Temperature
89.0GHz-B-H_Birghtness_Temperature

表 1.2-3 データ格納項目のサイズとスケールファクタ(1/2)
Byte
Type
Scale factor
No. of samples per scan
8
Double1
1
8
Double
1
1
6*4
float
1
6
3*4
float
1
3
2
signed int
0.1
196
2
signed int
0.1
196
2
signed int
0.1
196
2
signed int
0.1
196
2
signed int
0.1
196
2
signed int
0.1
196
2
signed int
0.1
196
2
signed int
0.1
196
2
signed int
0.1
196
2
signed int
0.1
196
2
signed int
0.1
196
2
signed int
0.1
196
2
signed int
0.1
392
2
signed int
0.1
392
2
signed int
0.1
392
2
signed int
0.1392*白抜き部のみがレベル 1B Map プロダクト固有の情報を示す。（網掛け部は、レベル 1A プロダクトの記述書を参照のこと。）

L1B-12

Units
sec
m,m/s
deg
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

Dimension
nscan
nscan
6*nscan
3*nscan
196*nscan
196*nscan
196*nscan
196*nscan
196*nscan
196*nscan
196*nscan
196*nscan
196*nscan
196*nscan
196*nscan
196*nscan
392*nscan
392*nscan
392*nscan
392*nscan

No.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

表 1.2-3 データ格納項目のサイズとスケールファクタ(2/2)
Items
Byte
Type
Scale factor
No. of samples per scan
Hot_Load_Count_6_to_52
2
signed int
1
8
Hot_Load_Count_89
2signed int
1
16
Cold_Sky_Mirror_Count_6_to_52
2
signed int
18
Cold_Sky_Mirror_Count_89
2signed int
116
Antenna_Temp_Coef(Of+Sl )
4
float
1
32
Rx_Offset/Gain_Count2
unsigned int
132
Lat_of_Observation_Point_Except_89B2
signed int
0.01
392
Long_of_Observation_Point_Except_89B2
signed int
0.01
392
Lat_of_Observation_Point_for_89B2
signed int
0.01
392
Long_of_Observation_Point_for_89B2
signed int
0.01
392
Sun_Azimuth
2
signed int
0.1
196
Sun_Elevation2
signed int
0.1
196
Earth_Incidence#11signed char
0.02
196
Earth_Azimuth
2
signed int
0.01
196Land/Ocean_Flag_for_ 6_10_18_23_36_50_89A
1
unsigned int
1
196
Observation_Supplement
2
1
27
SPC_Temperature_Count2
unsigned int
1
20
SPS_Temperature_Count2
unsigned int
132
Data_Quality
4
float
1
128
Interpolation_Flag_6_to_52
1
char
1
8
Interpolation_Flag_89
1
char
1
16
Spill_Over
4
float
1
243

#1: Earth_Incidence は、別途”OFFEST”の属性情報を持つ。オフセット値は、55.0 が格納される。
*白抜き部のみがレベル 1B Map プロダクト固有の情報を示す。（網掛け部は、レベル 1A プロダクトの記述書を参照のこと。）

L1B-13

Units
Count
Count
Count
Count
K+K/Cnt
Count
deg
deg
deg
deg
deg
deg
deg
deg
%
Count
Count
mV

Dimension
8*nscan*12
16*nscan*4
8*nscan*12
16*nscan*4
32*nscan
32*nscan
392*nscan
392*nscan
392*nscan
392*nscan
196*nscan
196*nscan
196*nscan
196*nscan
196*nscan*7
27*nscan
20*nscan
32*nscan
128*nscan
8*nscan*12
16*nscan*4
243*200scan*2

Pixel(0,0)

The 196th observation point

The second observation point

Scan(195,0)

2 byte

The first observation point

Scan No. 1

Scan No. n(Nominal: 2042)(0,n-1)

6GHz-V Brightness Temperature(195,n-1)(6-H, 10-V/H, 18-V/H, 23-V/H, 36-V/H, 50-V, 52-V have the same structure)

Pixel
(0,0)

The 392th observation point

The second observation point

Scan(391,0)

2 byte

The first observation point

Scan No. 1

Scan No. n(Nominal: 2042)(0,n-1)89GHzA-V Brightness Temperature(391,n-1)(89A-H, 89B-V/H have the same structure)

図 1.2-2 Brightness Temperature の構造

L1B-14

1.3.

データボリュームAMSR レベル 1B プロダクトのデータ容量は、1 プロダクトの走査数を 2020 走査とした場合、表 1.3-1 に示す値となる。ただし、HDF ファイルは、データを格納時に圧縮している為、実際の容量は計算上約 8% 小さくなる。
表 1.3-1 データ容量概算
AMSR Product Data Size
Item
Scan Time
Position in Orbit
6GHz-V Brightness Temperature
6GHz-H Brightness Temperature
10.65GHz-V Brightness Temperature
10.65GHz-H Brightness Temperature
18.7GHz-V Brightness Temperature
18.7GHz-H Brightness Temperature
23.8GHz-V Brightness Temperature
23.8GHz-H Brightness Temperature
36.5GHz-V Brightness Temperature
36.5GHz-H Brightness Temperature
50.3GHz-V Brightness Temperature
52.8GHz-H Brightness Temperature
89.9GHz-V-A Brightness Temperature
89.9GHz-H-A Brightness Temperature
89.9GHz-V-B Brightness Temperature
89.9GHz-H-B Brightness Temperature
Hot Load Count 6 to 52
Hot Load Count 89
Cold Sky Mirror Count 6 to 52
Cold Sky Mirror Count 89
Antenna Temp Coef (Of + Sl)
Rx Offset/Gain Count
Navigation Data
Attitude Data
Lat of Observation Point Except 89B
Long of Observation Point Except 89B
Lat of Observation Point for 89B
Long of Observation Point for 89B
Sun Azimuth
Sun Elevation
Earth Incidence
Earth Azimuth
Land/Ocean Flag
Observation Support
SPC Temperature CountSPS Temperature Count
Data Quality
Interpolation_Flag 6 to 52
Interpolation_Flag 89
Spill Over
Total
Volume/Granule ( MB )Volume/Day ( GB )Volume/Month ( GB )No. ofSamplesNo. of
Bytes

1
1
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
392
392
392
392
8
16
8
16
32
32
6
3
392
392
392
392
196
196
196
196
196
27
22
32
512
8
16
290

L1B-15

Semi Total
8
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
4
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
4
1
1
4

Remark

8
8
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
784
784
784
784
192 (2*8) * 12 freq
128 (2*16) * 4 freq
192 (2*8) * 12 freq
128 (2*16) * 4 freq
128
64
24
12
784
784
784
784
392 A scan only
392 A scan only
196 A scan only
392 A scan only
1372 1*7
54
44
64
64
96 (1*8) * 12 freq
64 (1*16) * 4 freq
2320 * 2 freq * 200 Scan
17310
29.3 2020 Scans/Scene
0.8 29 Files/Day
25.7 30 Days/Month

for

2.

データの説明本章は、AMSR レベル 1B プロダクトの各データ項目の説明を示す。ただし、説明は、レベル 1B プロダクト固有のもののみを示し、レベル 1A プロダクトと同一の内容を示すものについては省略している。

2.1.

コアメタデータ(1) ShortName
プロダクトの略称が格納される。設定値の詳細は、レベル１A プロダクトの記述を参照のこと。

(2) LocalGranuleID
EOC 内で使用しているグラニュール ID 体系に従った ID が格納される。AMSR レベル 1B プロダクトのグラニュール ID は以下に示す体系になっている。
A2AMSYYMMDDPPMX ＿ KNLL0000000[シーン ID]
A2： A2（固定: ADEOS-II）
AMS
： AMS
（固定: AMSR）
YYMMDD： シーン観測開始日付（UT）
PP： パス番号（01～57）M： M or R（M：定常処理/再処理、R：準リアルタイム処理）X： A or D（軌道方向、A for Ascending , D for Descending）[プロダクト ID]K： P or N（P：定常処理/再処理、N：準リアルタイム処理）N： 0（固定：指定なし）
LL： １B（固定：レベル１B）
0000000： 0（固定：指定なし）(3) ProcessingLevelID
処理レベルが格納される。設定値の詳細は、レベル１A プロダクトの記述を参照のこと。

(4) PGEName
データ処理ソフトウェアの名称が格納される。設定値の詳細は、レベル１A プロダクトの記述を参照のこと。

L1B-16

2.2.

プロダクトメタデータ(1) CoRegistrationParameterA1, CoRegistrationParameterA2
各周波数の相対レジストレーション係数 A1 と A2 が格納される。レベル 1B の地表面観測データの観測点数は、レベル１A の地表面観測データに対して、下表に示す関係になる。また切出しは、1 走査の中心位置をレベル
1A とレベル 1B で同一点になるように実施している。従って、A1 の係数は、走査先頭位置がレベル 1A とレベル
1B で奇数点から偶数点に入れ替わる為、異なる係数になる。
処理

観測点数

先頭位置

中心位置

89GHz 以外

290

1

146

89GHz

580

1

291

89GHz 以外

196

1 (48*)

99 (146*)* : L1A での位置

89GHz

392

1 (95*)

197 (291*)* : L1A での位置

備考

L1A

L1B

相対レジストレーション係数 A1 と A2 を用いた各周波数の観測点位置情報の算出方法は、レベル 1A プロダク
トの記述を参照のこと。

L1B-17

2.3.

各データの説明(1) 6GHz-V Brightness Temperature
6GHz 垂直偏波の観測輝度温度が格納される。

* 全周波数の観測輝度温度は、以下に示すスケールファクタと異常値の設定になっている。
スケールファクタ

： 0.1（以降、全周波数で同様）

異常値： -9999

・欠損データ値： -32768

・パリティ異常値： その他の負の値

・リミット範囲異常値(2) 6GHz-H Brightness Temperature
6GHz 水平偏波の観測輝度温度が格納される。

(3) 10.65GHz-V Brightness Temperature
10.65GHz 垂直偏波の観測輝度温度が格納される。

(4) 10.65GHz-H Brightness Temperature
10.65GHz 水平偏波の観測輝度温度が格納される。

(5) 18.7GHz-V Brightness Temperature
18.7GHz 垂直偏波の観測輝度温度が格納される。

(6) 18.7GHz-H Brightness Temperature
18.7GHz 水平偏波の観測輝度温度が格納される。

(7) 23.8GHz-V Brightness Temperature
23.8GHｚ垂直偏波の観測輝度温度が格納される。

(8) 23.8GHz-H Brightness Temperature
23.8GHｚ水平偏波の観測輝度温度が格納される。

(9) 36.5GHz-V Brightness Temperature
36.5GHz 垂直偏波の観測輝度温度が格納される。

(10) 36.5GHz-H Brightness Temperature
36.5GHz 水平偏波の観測輝度温度が格納される。

(11) 50.3GHz-V Brightness Temperature
50.3GHz 垂直偏波の観測輝度温度が格納される。

L1B-18(12) 52.8GHz-V Brightness Temperature
52.8GHz 垂直偏波の観測輝度温度が格納される。

(13) 89.0GHz-V-A Brightness Temperature
89.0GHz A ホーン垂直偏波の観測輝度温度が格納される。

(14) 89.0GHz-H-A Brightness Temperature
89.0GHz A ホーン水平偏波の観測輝度温度が格納される。

(15) 89.0GHz-V-B Brightness Temperature
89.0GHz B ホーン垂直偏波の観測輝度温度が格納される。

(16) 89.0GHz-H-B Brightness Temperature
89.0GHz B ホーン水平偏波の観測輝度温度が格納される。

L1B-19§Ｌ１Ｍ

AMSR
L1B MAP プロダクトフォーマット説明書

目

次

1.

プロダクトの説明 ......................................................................................................................... 1
1.1. プロダクトの構成 .................................................................................................................. 3
1.2. ファイル構造 ....................................................................................................................... 4
1.3. 地図投影法 .......................................................................................................................18
1.3.1.
等緯経度 ....................................................................................................................18
1.3.2.
メルカトール ................................................................................................................18
1.3.3.
ポーラステレオ図法 ......................................................................................................19
1.4. リサンプリング法 .................................................................................................................20
1.4.1.
ニアレストネイバ法 .......................................................................................................20
1.5. データボリューム ................................................................................................................21
1.6. その他 ..............................................................................................................................22
1.6.1.
プロダクトのデータ範囲 .................................................................................................22
1.6.2.
座標系 .......................................................................................................................24
1.6.3.
スケールファクタ ..........................................................................................................24
2. データの説明 ........................................................................................................................... 25
2.1. コアメタデータ ....................................................................................................................25
2.2. プロダクトメタデータ ............................................................................................................27
2.3. 各データの説明 .................................................................................................................28

L1M-i

1.

プロダクトの説明
レベル 1B Map プロダクトは、レベル 1B プロダクトの地表面輝度温度を地図投影した画像を HDF として格納したファイルである。以下にプロダクトの概要を示す。
• 地図投影画像の範囲と観測幅
地図投影画像は、指定される中心位置から約 3000 km×3000 km の範囲で、観測輝度温度を切出した画像であり、画像の中心位置では表 1-1 の関係になっている。但し、画像中の観測データ幅は、レベル１B データの観測データ幅（約 1600 km）になっている（図 1-1）
• 地図投影法
地図投影方法は以下に示すものとなる。各投影方法において、注文時に指定される中心緯度の範囲が決められている（表 1-2）。また、全ての投影方法において、画像サイズは同一である。
−

等緯経度図法−メルカトール図法−

ポーラステレオ図法• 主な格納データ−

地表面の輝度温度（ラジオメトリック補正済み）−

幾何情報（位置、観測入射角、太陽方向等）

−

品質情報

−

その他（衛星、センサ、プロダクト情報等）

L1M-1

表 1-1 地図投影画像サイズとラインピクセルの間隔
周波数

画像サイズ(Pixel)

ライン（衛星進行）方向(km/pixel)

ピクセル（走査）方向(km/pixel)

89GHz 以外

300×300

10

10

89GHz

600×600

5

5* 89GHz は、A ホーンと B ホーンの観測データでライン方向を補間した画像になっている。

表 1-2 地図投影図法と指定中心緯度の関係
地図投影法

指定中心

入力レベル 1B

緯度（φ）範囲

プロダクト数-60°<φ< 60°

1

備考

等緯経度
メルカトール-60°≧ φ1 or 260°≦ φ指定中心緯度が-65°以下、60°以上の場合、2 ファイル入力になる。

3000 km3000 km

ポーラステレオ

1600 km

図 1-1 地図投影画像範囲（サンプル：メルカトールによる地図投影画像）

L1M-2

1.1.

プロダクトの構成

レベル 1BMap プロダクトの論理構造を、表 1.1-1 に示す。

表 1.1-1 AMSR レベル 1B プロダクトのデータ構造
Structure

HDF Data Model

Contents
プロダクトの一般情報を格納している。

コアメタ

Global AttributeNASA ECS (B.0)の属性に対する必須項目に準拠している。
（レベル 1B プロダクトと同一）

ヘッダ部

プロダクト固有情報(AMSR 主要諸元、工学値変換
プロダクトメタGlobal Attribute

テーブル等)を格納している。
（レベル 1B プロダクトと同一）
以下に示すデータを格納している。

データ部

VdatasSDS• 地図投影した輝度温度（全周波数）• 幾何情報（四隅の位置、観測入射角、太陽方向、陸海フラグ）• 品質情報

L1M-3

1.2.

ファイル構造AMSR レベル 1B Map プロダクトのファイル構造を、図 1.2-1 に示す。ヘッダ部のコアメタデータに対する説明を表 1.2-1 に示し、プロダクトメタデータに対する説明を表 1.2-2 に示す。また、データ部の各項目に対する説明は、データサイズとスケールファクタを表 1.2-3 に示し、データ構造を図 1.2-2 から図 1.2-6 に示す。
（注意）
表 1.2-1 と表 1.2-2、表 1.2-3 は、白抜き部がレベル 1B Map プロダクト固有の情報を示している。2 章以降の説明は、レベル 1B Map プロダクト固有の情報のみを示しており、レベル 1A プロダクトと同じ内容を示す項目（網掛け部）は、レベル
1A プロダクトフォーマットの説明に記載している。

Level 1B Map ProductCore Metadata(Header)

Product Metadata
Pixel(Data)(SDS)
Line* 16 frequencies

Brightness Temperature

Pixel

Pixel
Line

(SDS)
Line

Sun Azimuth
6, 10, 18, 23,

Pixel

Pixel

(SDS)

(SDS)
Line

Sun Elevation

(SDS)
Line

Earth Incidence

Earth Azimuth

Pixel

36, 50 89A

Line

Land/Ocean Flag for
0_18_23_36_50_89A

Pixel

Pixel

(SDS)

(SDS)

Line

(SDS)

Line

Observation
Supplement

SPC
Temperature Count

Data Structure
図 1.2-1 データ構造図

L1M-4

項目(属性)説明

ShortName
VersionID
SizeMBECSDataGranule
LocalGranuleID
ProcessingLevelID

プロダクト名
プロダクトバージョンID
プロダクトサイズ(MB)
生産管理番号
処理レベルID

ReprocessingActual

入力レベル1Bプロダクトの再処理日（UTC）

ProductionDateTime
RangeBeginningTime
RangeBeginningDate
RangeEndingTime
RangeEndingDate
GringPointLatitude1
GringPointLongitude1
GringPointLatitude2
GringPointLongitude2
GringPointLatitude3
GringPointLongitude3
GringPointLatitude4
GringPointLongitude4
PGEName
PGEVersion

プロダクト生成時刻(UTC)
観測データ開始時刻（UTC）
観測データ開始日（UTC）
観測データ終了時刻（UTC）
観測データ終了日（UTC）
画像左上の緯度
画像左上の経度
画像左下の緯度
画像左下の経度
画像右下の緯度画像右下の経度
画像右上の緯度画像右上の経度
データ処理S/W名
データ処理S/W バージョン

InputPointer

入力ファイル名

ProcessingCenter

データ処理局

ContactOrganization
Name

連絡先組織名表 1.2-1 コアメタデータの格納項目 (1/3)
具体的な値あるいは例

注意

AMSR-L1M
RELEASE3
42.6
P1AME020729210MD_O01MMN00NWTN50
L1M
blank or 2002-08-10
2002-07-29T07:14:29.000Z
02:57:17.53Z
2002-07-29
03:47:06.81Z
2002-07-29+61.66-36.01+34.09-36.01+34.09+5.84+61.66+5.84
L1BMAP-Process-Software
333*33****33330333
R1540402SGS0221003170100.RBD,
R1540402SGS0221005320100.RBD
JAXA EOC
JAXA,1401 Ohhashi Hatoyama-Machi,Hiki-gun,
Saitama,350-0393,Japan,+81-49-298-1307,
orderdesk@eoc.jaxa.jp* 白抜き部のみがレベル 1B Map プロダクト固有の情報を示す。（網掛け部は、レベル 1A プロダクトの記述書を参照のこと。）

L1M-5

固定/例
固定
例
例
例
固定

再処理のみ
日付設定
(0-Fill for blank)
0-Fill for blank
同上
同上
同上
同上

例
例
例
例
例
例
例
例
例
例
例
例
例
例
固定
例
例
固定
固定

項目(属性)StartOrbitNumber
StopOrbitNumber
EquatorCrossing
Longitude
EquatorCrossingDate
EquatorCrossingTime
OrbitDirection
EphemerisGranule
Pointer
EphemerisType
PlatformShortName
SensorShortName
NumberofScans
NumberofMissingScans
ECSDataModel
DiscontinuityVirtual
ChannelCounter
QALocationPacket
Discontinuity
NumberofPackets
NumberofInputFiles
NumberMissingPackets
NumberofGoodPackets
ReceivingCondition
EphemerisQA
AutomaticQAFlag

説明

表 1.2-1 コアメタデータの格納項目 (2/3)
具体的な値あるいは例

注意

固定/例

軌道開始番号
軌道終了番号

1251
1251

例
例

赤道通過経度-28.80例

赤道通過日
赤道通過時刻軌道方向

2002-07-29
03:24:14.41Z
DESCENDING

使用軌道データファイル名

R1540957SGS0221003170100.RBD

0-Fill for blank
同上

例
例
例
例

軌道データのタイプ
ELMP
プラットフォーム略称
ADEOS-2
観測センサ略称
AMSR
走査数
2020
欠損走査数
1
メタデータモデル名
B.0
Virtual channel Unit Counter不連
Continuity
続

例
固定
固定
例
例
固定

Packet Sequence Counter不連続

discontinuation

例

レベル０パケット数
レベル０ファイル数
パケット欠損数
パケット数
受信状態
エフェメリスリミットチェック
プログラムによるチェック

32320
2
1
31903
blank
OK
PASS

例
例
例
例
固定
例
例

例

* 白抜き部のみがレベル 1B Map プロダクト固有の情報を示す。（網掛け部は、レベル 1A プロダクトの記述書を参照のこと。）

L1M-6

項目(属性)
AutomaticQAFlag
Explanation

説明プログラムチェックの記述

表 1.2-1 コアメタデータの格納項目 (3/3)
具体的な値あるいは例

注意1.ProcessedAnomalyQA:Less than 20 is available->OK,
2.InputAnomalyQA:Less than 20 is available->OK,
All items are OK, 'PASS' is employedblankScienceQualityFlag
物理量算出時品質フラグ
ScienceQualityFlag
物理量算出時品質フラグ説明
blank
Explanation
QAPercentMisssingData データ欠落数
1
QAPercentOut
データリミットチェック
0ofBoundsData
QAPercentParityErrorDat
パリティエラーデータ
0a
ProcessingQADescription 処理中に起こったエラーの記録
PROC_COMP
QAメタデータで異常があるアトリビ
ProcessingQAAttirbutebrank or NumberofMissingPackets
ュート名* 白抜き部のみがレベル 1B Map プロダクト固有の情報を示す。（網掛け部は、レベル 1A プロダクトの記述書を参照のこと。）

L1M-7

固定/例
固定
固定
固定
例
例
例
例

異常発生時のみアトリビュート名を設定例

項目(属性)SatelliteOrbit
AltitudeOrbitSemiMajorAxis
OrbitEccentricity
OrbitArgumentPerigee
OrbitInclination
OrbitPeriod
RevisitTime
AMSRChannel
AMSRBandWidth
AMSRBeamWidth
OffNadirSpatialResolution(Az×El）
ScanningPeriod
SwathWidth
DynamicRange
DataFormatType
HDFFormatVersion
EllipsoidName
SemiMajorAxisofEarth
FlatteningRatioofEarth
SensorAlignment
ThermistorCount
RangeWx

表 1.2-2 プロダクトメタデータの格納項目 (1/4)
説明
具体的な値あるいは例
衛星の軌道
Sun-synchronous_sub-recurrent
衛星高度802.9km
衛星軌道長半径7181.317km
衛星軌道離心率
0.00007
衛星近地点引数244.018deg
軌道傾斜角98.62deg
衛星周期101minutes
回帰日数
4days
6.925GHz,10.65GHz,18.7GHz,23.8GHz,36.5GHz,50.3GHz,52.8GHz,89.0GHzAMSRチャネル
A,89.0GHz-B
6G-350MHz,10G-100MHz,18G-200MHz,23G-400MHz,36G-1000MHz,50.3G-2
AMSRバンド幅
00MHz,52G-400MHz,89GA-3000MHz,89GB-3000MHz
6G-1.8deg,10G-1.2deg,18G-0.64deg,23G-0.75deg,36G-0.35deg,50.3G-0.25deg
AMSRビーム幅,52G-0.25deg,89GA-0.15deg,89GB-0.15deg
オフナディア角
46.7deg : for 89GB 46.3deg
6G-39.8kmX69.5km,10G-26.6kmX46.3km,18G-14.4kmX25.1km,23G-16.6kmX2
空間分解能
8.9km,36G-7.7kmX13.5km,50.3G-5.5kmX9.6km,52G-5.5kmX9.6km,89GA-3.3k
mX5.8km,89GB-3.3kmX5.7km
走査周期
1.5secスウォース幅1600kmダイナミックレンジ
2.7K-340K
フォーマット種類
NCSA-HDF
HDFフォーマットバージョン
Ver4.2r4
地球楕円体モデル
WGS84
地球赤道半径6378.1km
地球扁平率0.00335
センサアライメント
Rx=0.00000,Ry=0.00000,Rz=0.00000
サーミスタ工学値変換係数適用範61,138,301,456,591,698,780,840,883,915,937,954,966,974,1023
囲* 白抜き部のみがレベル 1B Map プロダクト固有の情報を示す。（網掛け部は、レベル 1A プロダクトの記述書を参照のこと。）

L1M-8

固定/例
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定

項目(属性)ThermistorConversion
TableWa
ThermistorConversion
TableWb
ThermistorConversion
TableWc
ThermistorConversion
TableWd
Platinum#1Count
RangeWx
Platinum#1Conversion
TableWa
Platinum#1Conversion
TableWb
Platinum#1Conversion
TableWc
Platinum#1Conversion
TableWd
Platinum#2Count
RangeWx
Platinum#2Conversion
TableWa
Platinum#2Conversion
TableWb

説明

表 1.2-2 プロダクトメタデータの格納項目 (2/4)
具体的な値あるいは例

サーミスタ工学値変換係数Wa
サーミスタ工学値変換係数Wb
サーミスタ工学値変換係数Wc
サーミスタ工学値変換係数Wd

0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
0.00000,0.06500,0.06100,0.06500,0.07400,0.09400,0.12200,0.16700,0.23300,0.3
1300,0.45500,0.58800,0.83300,1.25000,0.00000-35.0000,-38.9610,-38.4660,-39.4190,-46.7780,-55.2340,-75.1220,-110.0000,-165.3490,-235.9380,-365.9090,-491.1760,-725.0000,-1127.5000,90.0000
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0

固定/例
固定
固定
固定
固定

白金センサ#1工学値変換係数適用
1168,1296,1536,1792,2032,2272,2512,2752,2992,3232,3472,3712,3952,4095
範囲

固定

白金センサ#1工学値変換係数Wa

固定白金センサ#1工学値変換係数Wb
白金センサ#1工学値変換係数Wc
白金センサ#1工学値変換係数Wd

0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
0.00000,0.03906,0.04167,0.03906,0.04167,0.04167,0.04167,0.04167,0.04167,0.0
4167,0.04167,0.04167,0.04167,0.04167-35.0000,-80.6250,-84.0000,-80.0000,-84.6667,-84.6667,-84.6667,-84.6667,84.6667,-55.5000,-84.6667,-84.6667,-84.6667,-84.6667
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0

固定
固定
固定

白金センサ#2工学値変換係数適用 272,528,784,1040,1296,1536,1792,2032,2288,2528,2768,3008,3248,3472,3712,4
範囲
095

固定

白金センサ#2工学値変換係数Wa

固定白金センサ#2工学値変換係数Wb

Platinum#2Conversion
TableWc

白金センサ#2工学値変換係数Wc

Platinum#2Conversion
TableWd

白金センサ#2工学値変換係数Wd

0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
0.00000,0.07813,0.07813,0.07813,0.07813,0.08333,0.07813,0.08333,0.07813,0.0
8333,0.08333,0.08333,0.08333,0.08929,0.08333,0.00000-140.0000,-161.2500,-161.2500,-161.2500,-161.2500,-168.0000,-160.0000,-16
9.3333,-158.7500,-170.6667,-170.6667,-170.6667,-170.6667,-190.0000,-169.3
333,140.0000
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0* 白抜き部のみがレベル 1B Map プロダクト固有の情報を示す。（網掛け部は、レベル 1A プロダクトの記述書を参照のこと。）

L1M-9

固定
固定
固定

項目(属性)Platinum#3Count
RangeWx
Platinum#3Conversion
TableWa
Platinum#3Conversion
TableWb
Platinum#3Conversion
TableWc
Platinum#3Conversion
TableWd

表 1.2-2 プロダクトメタデータの格納項目 (3/4)
説明
具体的な値あるいは例
白金センサ#3工学値変換係数適368,704,1040,1360,1696,2032,2352,2688,3008,3344,3664,4000,4095
用範囲
白金センサ#3工学値変換係数Wa 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
0.00000,0.00893,0.00893,0.00938,0.00893,0.00893,0.00938,0.00893,0.00938,
0.00893,0.00938,0.00893,0.00000
12.0000,8.7143,8.7143,8.2500,8.8571,8.8571,7.9500,9.0000,7.8000,9.1429,7.6
白金センサ#3工学値変換係数Wc
500,9.2857,45.0000
白金センサ#3工学値変換係数Wb

白金センサ#3工学値変換係数Wd 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0

CoefficientAvv

輝度温度変換係数Avv

CoefiicientAhv

輝度温度変換係数Ahv

CoefficientAov

輝度温度変換係数AovCoefficientAhh

輝度温度変換係数Ahh

CoefficientAvh

輝度温度変換係数Avh

CoefficientAoh

輝度温度変換係数Aoh

CSM Temperature

深宇宙輝度温度

CoRegistration
ParametererA1
CoRegistration
ParametererA2

相対レジストレーション係数 A1
相対レジストレーション係数 A2

6G-1.031,10G-1.027,18G-1.022,23G-1.029,36G-1.030,50G-1.024,52G-1.030,89GA-1.029,89GB-1.030
6G--0.003,10G--0.003,18G--0.003,23G--0.003,36G--0.003,50G-0.000,52G-0.000,89GA--0.004,89GB--0.
6G--0.028,10G--0.024,18G--0.019,23G--0.026,36G--0.027,50G--0.024,52
G--0.030,89GA--0.025,89GB--0.026
6G-1.031,10G-1.027,18G-1.022,23G-1.032,36G-1.030,50G-0.000,52G-0.000,89GA-1.028,89GB-1.029
6G--0.003,10G--0.002,18G--0.003,23G--0.007,36G--0.004,50G-0.000,52G-0.000,89GA--0.004,89GB--0.005
6G--0.027,10G--0.025,18G--0.019,23G--0.024,36G--0.026,50G-0.000,52G-0.000,89GA--0.024,89GB--0.024
6GV-2.800, 6GH-2.800, 10GV-2.800, 10GH-2.800, 18GV-2.800,
18GH-2.800, 23GV-2.800, 23GH-2.800, 36GV-2.800, 36GH-2.800,
50GV-2.800, 52GV-2.800, 89GAV-2.800, 89GAH-2.800, 89GBV-2.800,
89GBH-2.800
6G--0.34380, 10G--0.66550, 18G--0.50910, 23G--0.43900, 36G--0.55200,
50G-0.00000（レベル1Bプロダクトの値が格納されている。）
6G--0.24480, 10G--0.27380, 18G-0.00420, 23G-0.00000, 36G-0.06000,
50G-0.00000（レベル1Bプロダクトの値が格納されている。）* 白抜き部のみがレベル 1B Map プロダクト固有の情報を示す。（網掛け部は、レベル 1A プロダクトの記述書を参照のこと。）

L1M-10

固定/例
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定

固定

固定
固定

項目(属性)ResamplingMethod
PixelSpacingExcept89G
PixelSpacingFor89G
ImageSizeExcept89G(Pixel)
ImageSizeFor89G(Pixel)
ImageSizeExcept89G(Line)
ImageSizeFor89G(Line)

表 1.2-2 プロダクトメタデータの格納項目 (4/4)
説明
具体的な値あるいは例
リサンプリング法
NN
89GHｚ以外ピクセル分解能
10km
89GHｚピクセル分解能
5km
89GHｚ以外画像サイズ(ピクセル)
300
89GHｚ画像サイズ(ピクセル)
600
89GHｚ以外画像サイズ(ライン)300
89GHｚ画像サイズ(ライン)600* 白抜き部のみがレベル 1B Map プロダクト固有の情報を示す。（網掛け部は、レベル 1A プロダクトの記述書を参照のこと。）* レベル 1B Map プロダクトのプロダクトメタ情報には、レベル 1B プロダクト中にある下記項目が格納されていない。
−
CalibrationCurveCoefficient#1-#4：ラジオメトリック補正係数−
CalibrationMethod：校正手法名−HTSCorrectionParameterVersion：高温校正源補正パラメータバージョン−
SpillOverParameterVersion：スピルオーバパラメータバージョン−
CSMInterporationParameterVersion：低温校正源内挿補間処理パラメータバージョン−
Absolute89PositioningParameterVersion ：絶対位置補正パラメータバージョン

L1M-11

固定/例
固定
固定
固定
固定
固定
固定
固定

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

表 1.2-3 データ格納項目のサイズ、配列サイズ
Items
Byte
Type
Scale factor
6GHz-V Brightness Temperature2
signed int
0.1
6GHz-H Brightness Temperature2
signed int
0.1
10.65GHz-V Brightness Temperature2
signed int
0.1
10.65GHz-H Brightness Temperature2
signed int
0.1
18.7GHz-V Brightness Temperature2
signed int
0.1
18.7GHz-H Brightness Temperature2
signed int
0.1
23.8GHz-V Brightness Temperature2
signed int
0.1
23.8GHz-H Brightness Temperature2
signed int
0.1
36.5GHz-V Brightness Temperature2
signed int
0.1
36.5GHz-H Brightness Temperature2
signed int
0.1
50.3GHz-V Brightness Temperature2
signed int
0.1
52.8GHz-V Brightness Temperature2
signed int
0.1
89.0GHz-V Brightness Temperature2
signed int
0.1
89.0GHz-H Brightness Temperature2
signed int
0.1
Sun Azimuth
2
signed int
0.1
Sun Elevation2
signed int
0.1
Earth Incidence#11signed char
0.02
Earth Azimuth
2
signed int
0.01
Land/Ocean flag for 6,10,18,23,37,50,89A
1
unsigned char
1.0
Data Quality Except89G
1
Data Quality For 89G
1-#1: Earth Incidence は、別途”OFFEST”の属性情報を持つ。オフセット値は、55.0 が格納される。

L1M-12

Units
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
deg
deg
deg
deg
％
-

Dimension
300×300
300×300
300×300
300×300
300×300
300×300
300×300
300×300
300×300
300×300
300×300
300×300
600×600
600×600
300×300
300×300
300×300
300×300
300×300
300×300
600×600

Pixel(0,0)(Pixel-1,0)

2 byteLine(0,Line-1)

6GHz-V Brightness Temperature(Pixel-1, Line-1)(All other data have the same structure)

図 1.2-2 Brightness Temperature の地図投影データ構造

L1M-13

Pixel(0,0)(Pixel-1,0)

2 byteLine(0,Line-1)

Sun Azimuth(Pixel-1, Line-1)

Pixel
(0,0)

(Pixel-1,0)

2 byteLine(0,Line-1)

Sun Elevation(Pixel-1, Line-1)

図 1.2-3 Sun Azimuth と Sun Elevation の地図投影データ構造

L1M-14

Pixel(Pixel-1,0)(0,0)
1 byteLine(0,Line-1)

Earth Incidence(Pixel-1, Line-1)

Pixel
(0,0)

(Pixel-1,0)

2 byteLine(0,Line-1)

Earth Azimuth(Pixel-1, Line-1)

図 1.2-4 Earth Incidence と Earth Azimuth の地図投影データ構造

L1M-15

図 1.2-5 Land/Ocean Flag の地図投影データ構造

L1M-16

Pixel(0,0)(Pixel-1,0)

1 byteLine(0,Line-1)

Data Quality Except 89G
Data Quality For 89G

図 1.2-6 Data Quality の地図投影データ構造

L1M-17(Pixel-1, Line-1)

1.3.

地図投影法

レベル 1BMap プロダクトは、以下に示す地図投影法を用いてリサンプリングされた画像である。

1.3.1.

-

等緯経度-

メルカトール-

ポーラステレオ

等緯経度

観測点の位置を示す緯度経度（φ, λ）を、等緯経度図法の座標（x, y）に次式で変換する。

x=λ
y =φ
1.3.2.

メルカトール

観測点の位置を示す緯度経度（φ, λ）を、地図上の原点となる緯度経度（φ0、λ0）を用いてメルカトール図法の座標（x, y）に次式で変換する。

x = Re(λ − λ 0 )e π 11 − e ⋅ sin(φ − φ 0)  2  
y = Re⋅ ln tan  + (φ − φ 0) ⋅
1
e
sin(
φ
φ
0
)
4
2
+
⋅
−

 


ただし、Re と e は、それぞれ地球赤道半径（長半径）と地球離心率を示し、地球離心率 e は地球モデルの長半径 Ra と短半径 Rb を用いて以下のように定義されている。

e = 1−

Rb2
Ra2

L1M-18

1.3.3.

ポーラステレオ図法

観測点の位置を示す緯度経度（φ, λ）を、ポーラステレオ図法の座標（ｘ, y）に以下の手順で変換する。

(1) 地心緯度の算出
地心緯度φ’は次式で与えられる。

φ ' = tan −1 ((1 − e 2 ) tan φ )(2) ポーラステレオ座標の算出
地心緯度を使用して、北半球、南半球それぞれのポーラステレオ座標を次式で算出する。

北半球：(1 − e 2 ) cos φx= − Re⋅ sin( −λ )m0
(1 − e 2 ) cos 2 φ + sin φ '(1 − e 2 ) cos φy= − Re⋅ cos(−λ )m0(1 − e 2 ) cos 2 φ + sin φ '南半球：(1 − e 2 ) cos φx= Re⋅ sin( −λ )m0
(1 − e 2 ) cos 2 φ + sin φ '(1 − e 2 ) cos φy= Re⋅ cos(−λ )m0(1 − e 2 ) cos 2 φ + sin φ 'Re：地球赤道半径e：地球離心率（1 − f 2）

m0

：原点における縮尺率（1.0）

L1M-19

1.4.

リサンプリング法

レベル 1B Map プロダクトに格納されている地図投影画像の 1 ピクセルの値は、入力となるレベル 1B プロダク
ト中の輝度温度の画像からリサンプリングした値になっている。レベル 1B Map 処理で使用するリサンプリング法
はニアレストネイバ法（NN 法）のみである。

1.4.1.

ニアレストネイバ法

ニアレストネイバ法は、観測点 P’(u, v)に対して、それを取り囲む 4 つの格子点 P の観測値から、最寄りの格
子点 P(i, j)の観測値で内挿する方法であり、（図 1.3-1）次式で表すことができる。

P’u,v = Piji = [u+0.5]
j = [v+0.5][ ] は、ガウス記号を示し、整数値を表す。

P(i, j)P(i+1, j)P’(u, v)P(i, j+1)

P(i+1, j+1)

図 1.3-1 リサンプリング法（NN 法）説明

L1M-201.5.

データボリュームAMSR レベル 1B Map プロダクトのデータ容量は、表 1.5-1 に示す値となる。

Item
6.9GHz-V Mapped
Brightness Temperature
6.9GHz-H Mapped
Brighness Temperature
10.7GHz-V Mapped
Brightness Temperature
10.7GHz-H Mapped
Brighness Temperature
18.7GHz-V Mapped
Brightness Temperature
18.7GHz-H Mapped
Brighness Temperature
23.8GHz-V Mapped
Brightness Temperature
23.8GHz-H Mapped
Brighness Temperature
36.5GHz-V Mapped
Brightness Temperature
36.5GHz-H Mapped
Brighness Temperature
50.3GHz-V Mapped
Brightness Temperature
52.8GHz-V Mapped
Brightness Temperature
89.0GHz-V Mapped
Brightness Temperature
89.0GHz-H Mapped
Brighness Temperature
Sun Azimuth
Sun Elevation
Earth Incidence
Earth Azimuth
Land/Ocean Flag
DataQualityExcept89G
DataQualityFor89G
Total
Volume/Granule ( MB )Volume/Day ( GB )Volume/Month ( GB )表 1.5-1 データ容量見積もり
No. ofNo. ofNo. of
Pixel
Line
Bytes

Semi
Total

Remark

300

300

2

180000

300

300

2

180000

300

300

2

180000

300

300

2

180000

300

300

2

180000

300

300

2

180000

300

300

2

180000

300

300

2

180000

300

300

2

180000

300

300

2

180000

300

300

2

180000

300

300

2

180000

600

600

2

720000

600

600

2

720000

300
300
300
300
300
300
600

300
300
300
300
300
300
600

2
2
1
2
1
1
1

18000018000090000
180000630000 1*7 for 6,10,23,37,50,89A
90000
3600005310000
5.1
0.143 29 Files/Day
4.302 30 Days/Month

L1M-21

1.6.
1.6.1.

その他
プロダクトのデータ範囲

レベル 1B Map プロダクトの地図投影画像の範囲は 3000 km× 3000 km であるのに対し、AMSR の観測幅が1600 km の範囲であることから、レベル 1B プロダクトから輝度値を取得できない領域は、ダミー値(0)を格納している（図 1.6.1-1）。

図 1.6.1-1 マップ画像データの領域

L1M-22また、ポーラステレオ図法による地図投影画像の場合、投影後の向きが北半球と南半球で異なり、図 1.6.1-2と図 1.6.1-3 に示す方向になっている。

図 1.6.1-2 地図投影画像の方向（北半球）

図 1.6.1-3 地図投影画像の方向（南半球）

L1M-23

1.6.2.

座標系

AMSR レベル 1B Map プロダクトに格納される位置に関する項目は、地図投影時に使用する観測輝度温度の位置情報（緯度、経度）である。位置情報は、グリニッジ座標系（地球固定座標系）で、東経を 0°～180°と西経を 0°～-180°、北緯を 0°～90°と南緯 0°～-90°の値で格納される。位置算出の幾何学補正で使用している地球モデルは、WGS84 である。

1.6.3.

スケールファクタAMSR レベル 1B Map プロダクト中のデータは、データ容量を小さくする為に、浮動小数のようなデータに対してスケールファクタ（及びオフセット）を使用している。スケールファクタは、SDS の属性情報中にデータ単位と共に格納される。
また、レベル 1B Map プロダクトには、地図投影した観測輝度温度画像に対して、中心及び四隅の緯度経度情報を、スケールファクタと共に属性情報中に格納している。

L1M-24

2.

データの説明本章は、AMSR レベル 1B Map プロダクトの各データ項目の説明を示す。ただし、説明は、レベル 1B Map プロ

ダクト固有のもののみを示し、レベル 1A / 1B プロダクトと同一の内容を示すものについては省略している。
2.1.

コアメタデータ(1) ShortName
プロダクトの略称が格納される。設定値の詳細は、レベル１A プロダクトの記述を参照のこと。

(2) LocalGranuleID
EOC 内で使用しているグラニュール ID 体系に従った ID が格納される。AMSR レベル 1B Map プロダクトのグ
ラニュール ID は以下に示す体系になっている。
A2AMSYYMMDDPPMX ＿ KNLLBCnnREVSnn[シーン ID]
A2： A2（固定：ADEOS-2）
AMS
： AMS
（固定：AMSR）
YYMMDD： シーン観測開始日付（UT）
PP： パス番号（01～57）M： M（固定：定常処理）X： A or D（軌道方向、A for Ascending , D for Descending）[プロダクト ID]
K： O（固定：注文生産）N： 0（固定：指定なし）
LL： １M（固定：レベル１B Map）
B
： 地図投影法（E:等緯経度； M:メルカトール； P：ポーラステレオ）
Cnn： 基準緯度（C00：シーンセンタ； D00：標準緯度；
Snn：南緯; Nnn：北緯 ）R： N（固定：リサンプリング法;ニアレストネイバ法）
E： W（固定：地球楕円体; WGS84）
V： T（固定：地図投影の向き; True North）
Snn： 中心緯度（S90～N90）(3) ProcessingLevelID
処理レベルが格納される。設定値の詳細は、レベル１A プロダクトの記述を参照のこと。

L1M-25

(4) GringPointLatitude1, GringPointLongitude1 – GringPointLatitude4, GringPointLongitude4
レベル 1B Map プロダクトに格納されている 89GHz の地図投影画像に対応する四隅の緯度・経度が格納される。格納順序は、図 2.1-1 に示すように左上から反時計周りである。

N
1

4

2

3

等緯経度 図法とメル カ トール 図法では、上方向が北を示す。
ポーラステレオ図法の画像上下方向は、図 1.6.1-2 と図 1.6.1-3 を参照のこと。

図 2.1-1 GringPoint の格納順序(5) PGEName
データ処理ソフトウェアの名称が格納される。設定値の詳細は、レベル１A プロダクトの記述を参照のこと。

(6) AutomaticQAFlag
プロダクト作成におけるデータ処理の自動検査結果が格納される。レベル 1B Map 処理における自動検査は、レベル 1A/1B 処理の検査項目と異なり、投影時の処理算出異常と、投影対象のレベル 1B プロダクト中の観測
輝度温度の品質異常に対する検査になっている。検査結果とプロダクトの設定値は、以下に示す対応になって
いる。

PASS

： Good（全チェック項目が OK の場合）

FAIL

： Poor（幾つかのチェック項目で NG があった場合）

FAIL

： NG

（全チェック項目が NG の場合）

(7) AutomaticQAFlagExplanation
AMSR データ処理ソフトウェアのレベル 1B Map 処理に対する自動検査内容とその閾値が格納される。
1.ProcessedAnomalyQA:Less than 20 is available->OK,
2.InputAnomalyQA:Less than 20 is available->OK,
All items are OK, 'PASS' is employed

L1M-26

2.2.

プロダクトメタデータ(1) MapProjectionMethod
地図投影時に使用した投影法として、以下の 3 種類の投影法が格納される。

EquivalentLongitude/Latitude

等緯経度図法Mercator

メルカトール図法

PolarStereo

ポーラステレオ図法(2) ResamplingMethod
地図投影時に使用したリサンプリング法として、AMSR で使用する二アレストネイバ法（NN）が格納される。

(3) PixelSpacingExcept89G
89GHz 以外のピクセルの分解能として、10km（固定値）が格納される。

(4) PixelSpacingFor89G
89GHz のピクセル分解能として、5km（固定値）が格納される。

(5) ImageSizeExcept89G(Pixel)
89GHz 以外のピクセル方向の画像サイズとして、300 ピクセル（固定値）が格納される。

(6) ImageSizeExcept89G(Line)
89GHz 以外のライン方向の画像サイズとして、300 ピクセル（固定値）が格納される。

(7) ImageSizeFor89G(Pixel)
89GHz のピクセル方向の画像サイズとして、600 ピクセル（固定値）が格納される。

(8) ImageSizeFor89G(Line)
89GHz のライン方向の画像サイズとして、600 ピクセル（固定値）が格納される。

L1M-27

2.3.

各データの説明(1) 6GHz-V Mapped Brightness Temperature
地図投影後の 6GHz 垂直偏波の観測輝度温度データが格納される。

* 地図投影後の観測輝度温度データには、属性情報中に以下に示す内容が格納される。尚、この内容については、全周波数・偏波において同様の内容が格納される。各周波数の中心と四隅の緯度・経度は、
相対レジストレーションパラメータ（CoRegistrationParmeterA1/A2）で補正された値になっている。従って、地図投影が 89GHz を基準に実施している関係上、周波数間のずれ（レジストレーション）が生じている。
Scaling Factor： 0.1（以降、全周波数で同様）

Unit

： K

Center Latitude/.Longitude： 中心緯度、経度 [deg]Upper Left Latitude/Longitude： 左上隅の緯度、経度[deg]

Lower Left Latitude/Longitude： 左下隅の緯度、経度[deg]

Upper Right Latitude/Longitude： 右上隅の緯度、経度[deg]

Upper Right Latitude/Longitude： 右下隅の緯度、経度[deg]* 全周波数の輝度温度において、以下の値が異常値を示す。
0： 観測範囲外-9999： 欠損データ値-32768： パリティ異常値

その他、負の値： リミット範囲異常値(2) 6GHz-H Brightness Temperature
地図投影後の 6GHz 水平偏波の観測輝度温度データが格納される。

(3) 10.65GHz-V Brightness Temperature
地図投影後の 10.65GHz 垂直偏波の観測輝度温度データが格納される。

(4) 10.65GHz-H Brightness Temperature
地図投影後の 10.65GHz 水平偏波の観測輝度温度データが格納される。

(5) 18.7GHz-V Brightness Temperature
地図投影後の 18.7GHz 垂直偏波の観測輝度温度データが格納される。

(6) 18.7GHz-H Brightness Temperature
地図投影後の 18.7GHz 水平偏波の観測輝度温度データが格納される。

L1M-28

(7) 23.8GHz-V Brightness Temperature
地図投影後の 23.8GHｚ 垂直偏波の観測輝度温度データが格納される。

(8) 23.8GHz-H Brightness Temperature
地図投影後の 23.8GHｚ 水平偏波の観測輝度温度データが格納される。

(9) 36.5GHz-V Brightness Temperature
地図投影後の 36.5GHz 垂直偏波の観測輝度温度データが格納される。

(10) 36.5GHz-H Brightness Temperature
地図投影後の 36.5GHz 水平偏波の観測輝度温度データが格納される。

(11) 50.3GHz-V Brightness Temperature
地図投影後の 50.3GHz 垂直偏波の観測輝度温度データが格納される。

(12) 52.8GHz-V Brightness Temperature
地図投影後の 52.8GHz 垂直偏波の観測輝度温度データが格納される。

(13) 89.0GHz-V Brightness Temperature
地図投影後の 89.0GHz 垂直偏波の観測輝度温度データが格納される。

(14) 89.0GHz-H Brightness Temperature
地図投影後の 89.0GHz 水平偏波の観測輝度温度データが格納される。

(15) Sun Azimuth
地図投影後の各画素における太陽方位角が格納される。
（以降の項目における詳細は、レベル 1A プロダクトのフォーマットを参照）(16) Sun Elevation
地図投影後の各画素における太陽仰角が格納される。

(17) Earth Incidence
地図投影後の各画素における地表面での入射角が格納される。

(18) Earth Azimuth
地図投影後の各画素における観測位置での真北と観測ベクトルとのなす角が格納される。

L1M-29(19) Land/Ocean Flag
地図投影後の地表面観測位置対して、各周波数のフットプリント内における陸域の割合（%）が格納される。

(20) Data Quality Except89G
89GHｚ 以外の地図投影観測輝度温度におけるピクセル毎のデータ品質が格納される。品質は、周波数毎に 1 ビットを使用し、正常の場合が 0 で、異常の場合が 1 になっている（図 2.3-1）。
6GHz-V
6GHz-H
10GHz-V
10GHz-H
18GHz-V
18GHz-H
23GHz-V
23GHz-H
36GHz-V
36GHz-H
50GHz-V
52GHz-V

0

0 0

15
(MSB)

0

0
(LSB)

図 2.3-1 品質情報のデータ内容(21) Data Quality For89G
89GHｚ の地図投影観測輝度温度におけるピクセル毎のデータ品質が格納される。品質は、偏波毎に 1 ビットを使用し、正常の場合が 0 で、異常の場合が 1 になっている（図 2.3-2）。
89GHz-V
89GHz-H

Fix

0

0

0

0

0

0

8

0

(MSB)

(LSB)

図 2.3-2 品質情報のデータ内容

L1M-30