シリコーン瘻用カテーテル（マレコットカテーテル）医療機器認証番号 16000BZZ00352000
特長と利点
1．伸縮性のよいウィング
カテーテルにスタイレットをロックするだけで、ウィングがシャフトに密着し、スムースに挿入できます。挿入後、ロックを解放するとウィングが自然と四方にひらき、固定されます。
2．オールシリコーン製
生体に対し不活性で、組織への刺激や異物感がなく、尿血や尿成分の付着も減少します。
3．専用スタイレット
カテーテルにコシをつけ挿入を容易にします。内外面に滑性がありカテーテルからの抜去、ガイドワイヤーの通りも良好です。
4．便利なデプス・マーク
正確に１cm間隔で付けられたデプス・マーク（目盛）により、挿入距離が一目でわかります。
5．全造影タイプ
透視下での挿入及び抜去が行え、留置状態も把握することができます。

品目コード001 160 0100
001 160 0120
001 160 0140
001 160 0160
001 160 0180
001 160 0200
001 160 0220
001 160 0240

サイズ
外径
ウィング径 有効長
対応ガイドデプスマーク
呼称 （mm） （mm） （mm）
ワイヤー
10Fr
3.3
12.0
0.89mm（0.035"）
12Fr
4.0
14.0
14Fr
4.7
16.0
先端から
16Fr
5.3
18.0
330
50〜250mmまで
18Fr
6.0
20.0
10mm 間隔
0.97mm（0.038"）
20Fr
6.7
21.0
22Fr
7.3
21.0
24Fr
8.0
21.0

造影性

ネフロストミーキット
医療機器認証番号

225ACBZX00022000（ピッグテール型）／（マレコット型）

JAN コード

全造影性タイプ
全造影性
スタイレット 2 本

4542187002041
4542187002058
4542187002065
4542187002072
4542187002089
4542187002096
4542187002102
4542187002119
包装：５本／箱・滅菌済

マレコットカテーテル（PU タイプ）

医療機器承認番号20300BZZ01353000

特長と利点
1．ポリウレタン製
材質は軟らかく弾性に富み、適度のコシを持つポリウレタン製です。
2．操作性の高いカテーテル
ポリウレタン製なので適度なコシがあり、挿入性や操作性が高まります。
3．広い内腔と短い先端部
狭いスペースでも留置、固定ができるよう、先端は短めになっております。
4．便利なデプス・マーク
正確に１cm間隔で付けられたデプス・マーク（目盛）により、挿入距離が一目でわかります。
5．全造影タイプ
透視下での挿入及び抜去が行え、留置状態も把握することができます。

品目コード

サイズ
外径
ウィング径 有効長
呼称 （mm） （mm） （mm）

001 165 0080

8Fr

2.7

12.0

001 165 0100

10Fr

3.3

13.0340

対応ガイド
ワイヤー

デプスマーク

先端から50〜250mmまで
0.97mm（0.038"）
10mm間隔0.81mm（0.032"）

造影性

JAN コード

全造影性タイプ

4542187002140

全造影性スタイレット 2 本

4542187002164
包装：５本／箱・滅菌済●当社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
●ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。

本社

横 浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25

ホームページ

Percutaneous Nephrostomy Kit

ht tp: //w w w.createmedic.co.jp

CREATE MEDIC CO.,LTD.
泌 -010-F

H29.06.1,000

ネフロストミーキットは経皮的腎瘻造設術に必要な器具を上下二段のトレイに納めた機能的な滅菌済のキットです。

規（ピッグテール型）
品目コード001 283 0080

001 283 0090

サイズ呼称

8Fr

9Fr

アッパートレイカテーテルの種類・サイズによりキット内容が異なります。詳細は規格欄を参照ください。
ロアートレイ

特徴■カテーテル◦ピッグテール型・マレコット型の２種類のカテーテル及び各３サイズから症例・手技に最適のものを選択できます。
◦ウイングやピッグテールにより腎盂外逸脱を防止できます。

格001 283 0100
10Fr

造影針 手元部ブラック
22G 全長 200mm
固定針 15G 全長 75mm
超音波穿刺針 手元部ピンク
18G 全長 200mm
ガイドワイヤー0.89mm（.035"）
全長 800mm 3mmJ 固定式

造影針 手元部ブラック
22G 全長 200mm
固定針 15G 全長 75mm
超音波穿刺針 手元部ピンク
18G 全長 200mm
ガイドワイヤー0.89mm（.035"）
全長 800mm 3mmJ 固定式

造影針 手元部ブラック
22G 全長 200mm
固定針 15G 全長 75mm
超音波穿刺針 手元部ピンク
18G 全長 200mm
ガイドワイヤー0.89mm（.035"）
全長 800mm 3mmJ 固定式

ダイレーター（2 本）
6Fr・8Fr 有効長 203mm
ピッグテールカテーテル
8Fr 有効長 215mm 全造影
ループ径 20mm
固定板 No.2
接続チューブ
内径 3.7mm 外径 6.0mm
有効長 275mm ファネル−オスロック
ガイド針
17G 全長 300mm

ダイレーター（2 本）
7Fr・9Fr 有効長 203mm
ピッグテールカテーテル
9Fr 有効長 215mm 全造影
ループ径 20mm
固定板 No.2
接続チューブ
内径 3.7mm 外径 6.0mm
有効長 275mm ファネル−オスロック
ガイド針
17G 全長 300mm

ダイレーター（2 本）
7Fr・9Fr 有効長 203mm
ピッグテールカテーテル
10Fr 有効長 215mm 全造影
ループ径 20mm
固定板 No.2
接続チューブ
内径 3.7mm 外径 6.0mm
有効長 275mm ファネル−オスロック
ガイド針
17G 全長 300mm

4542187002874

4542187002881

4542187002898

001

001

JAN コード

包装：１キット（アッパートレイ＋ロアートレイ）／箱・滅菌済（マレコット型）
品目コード■超音波穿刺針◦特殊な構造を有する内針先端部やホーニング加工により、超音波画像下で穿刺が可能です。
◦ 22 Ｇ造影針を使うとより安全性の高い初回穿刺が行え、透視下像が得られます。

サイズ呼称
アッパートレイロアートレイ

使用方法（超音波誘導下）
１．包装からトレイごと取り出し、構成通りそろっているか確認する。
２．患者を腹臥位とし、穿刺部位周囲を消毒する。
３．超音波ガイド下で、穿刺ルートを確認し、穿刺部位に局部麻酔を行い、小切開を加える。
４．必要に応じて造影針を刺入し、造影剤を注入して腎盂の位置を確認する。
５．超音波ガイド下で、超音波穿刺針を腎盂内まで刺入する。この際針ブレを防止するために、必要に応じて固定針を筋膜下まで刺入し、それを通して刺入する。
６．尿の流出を確認した後、超音波穿刺針のスタイレットを抜去し、造影剤を注入する。
７．X 線透視下画像を確認しながらガイドワイヤーを挿入し、ガイドワイヤー先端が腎盂内に挿入されたのを確認後、超音波穿刺針を抜去する。
８．ガイドワイヤーに沿わせて、ダイレーターを順次挿入し、腎瘻を拡張していく。
（ピッグテール）（１）カテーテルに装着されているストレートナーをゆっくりとカテーテル先端方向にスライドさせて、カテーテルを真っすぐに伸ばす。カテーテルが伸びた状態でストレートナーを停止させる。
（２）カテーテルにガイド針をゆっくりと挿入し、カテーテルのルアーコネクターとガイド針のルアーロックをしっかりとロックする。
（３）カテーテルのストレートナーを抜き取る。
（４）ガイドワイヤーをガイド針付カテーテル先端から、ガイド針内腔に挿入する。
（５）ガイドワイヤーに沿わせて、カテーテルをゆっくりと挿入する。
（６）カテーテル先端が、腎盂内に挿入されたことを確認後、カテーテルの留置位置を決定する。
（７）カテーテルとガイド針のロックを解除し、ガイドワイヤーを抜去する。
（８）ガイド針が動かないように注意しながら、カテーテルを徐々に押し込んでカテーテル先端のループを形成させる。
（９）腎盂内の適正な位置でカテーテ

ル先端のループが形成された事を確認した後、ガイド針を抜去する。
（マレコット）（１）スタイレットをカテーテルの先端まで静かに挿入した後、カテーテルを少し引いてスタイレットにロックする。この時ウィングが伸長することを確認する。
（２）ガイドワイヤーをカテーテル先端からカテーテル内腔に挿入する。
（３）ガイドワイヤーに沿わせて、カテーテルをゆっくりと挿入する。
（４）カテーテルの先端が腎盂内に挿入されたことを確認後、カテーテルの留置位置を決定する。
（５）スタイレットのロックを解除する。
（６）スタイレットをゆっくりと抜去し、その後ガイドワイヤーを抜去する。
９．固定板でカテーテルを体表に皮膚固定する。
10．カテーテルに接続チューブを接続後、接続チューブに尿バックを接続する。

JAN コード

001 282 0100

2820120

12Fr

10Fr

2820140

14Fr

造影針 手元部ブラック
22G 有効長 200mm
固定針 15G 有効長 75mm
超音波穿刺針 手元部ピンク
18G 有効長 200mm
ガイドワイヤー0.89mm（.035"）
全長 800mm 3mmJ 固定式

造影針 手元部ブラック
22G 有効長 200mm
固定針 15G 有効長 75mm
超音波穿刺針 手元部ピンク
18G 有効長 200mm
ガイドワイヤー0.89mm（.035"）
全長 800mm 3mmJ 固定式

造影針 手元部ブラック
22G 有効長 200mm
固定針 15G 有効長 75mm
超音波穿刺針 手元部ピンク
18G 有効長 200mm
ガイドワイヤー0.89mm（.035"）
全長 800mm 3mmJ 固定式

ダイレーター（3 本）
7Fr・9Fr・11Fr 有効長 203mm
マレコットカテーテル
10Fr 有効長 330mm 全造影
先端からウイング末端まで 11mm
ウイング径 12mm
マレコット用スタイレット（2 本）
固定板 No.2
接続チューブ
内径 3.7mm 外径 6.0mm
有効長 275mm ファネル−オスロック

ダイレーター（4 本）
7Fr・9Fr・11Fr・13Fr 有効長 203mmマレコットカテーテル
12Fr 有効長 330mm 全造影
先端からウイング末端まで 13mm
ウイング径 14mm
マレコット用スタイレット（2 本）
固定板 No.3
接続チューブ
内径 3.7mm 外径 6.0mm
有効長 275mm ファネル−オスロック

ダイレーター（5 本）
7Fr・9Fr・11Fr・13Fr・15Fr 有効長 203mm
マレコットカテーテル
14Fr 有効長 330mm 全造影
先端からウイング末端まで 14mm
ウイング径 16mm
マレコット用スタイレット（2 本）
固定板 No.3
接続チューブ
内径 3.7mm 外径 6.0mm
有効長 275mm ファネル−オスロック

4542187002843

4542187002850

4542187002867

包装：１キット（アッパートレイ＋ロアートレイ）／箱・滅菌済

クリニー接続チューブ

医療機器届出番号

14B1X00007000016◦透明度の高いポリ塩化ビニル製チューブですので内容物の状態がよりよく確認できます。

規格
品目コード

内径外径

有効長001 284 00303.7mm

6.0mm

275mm

JAN コード
4542187002904

包装：10 本／箱・滅菌済