Automated Scanning System

IntelliTrax2
イン

テリトラックス２

http://www.xrite.com/categories/scanning-instruments/intellitrax2

What’s NEW
・M1 対応（M0/M1 同時測定）
・eXact とのデータ互換性向上
・紙厚 1mm まで対応
・M3 スペクトラル測定
・フットペダル対応（オプション）
・キー毎の濃度ターゲットの設定
・NetProﬁler の対応（オプション：要公衆ネットワークへの接続）
・FOGRA51,52 および新 G7 への対応
・PantoneLIVE 対応（オプション：要公衆ネットワークへの接続）

メリット

測定ボタン・ワンプッシュの簡単操作でカラーバーを高速自動スキャン
印刷の標準化をサポート

・メイクレディの短縮
・作業時間の短縮化で生産の効率化
・ヤレの削減で利益率の向上
・再刷ジョブにおける前回設定での印刷
・印刷の標準化
・オペレータによる印刷品質のバラツキ低減
・クライアント提出の品質管理レポートを簡単作成
・Japan Color 認証基準値への対応（スペクトルモデル）
・プレスランの統計データ収集

機

能・カラーバーの自動測定・測定データのグラフ表示
・レポート出力機能
・クローズドループ用データの書き出し
・Best Match による特色の品質管理（スペクトルモデル）
・カスタムチャート測定（スペクトルモデル）
・データベースのバックアップ

特長

▶簡単操作
日々の操作はワンタッチで完了▶高速スキャンスピード
DRS 分光器による高速で正確な測色技術
NCIS（先読みセンサー）の導入によりカラーバーを自動トラック▶わかりやすいグラフィック表示
問題点が人目でわかるグラフィック表示▶ M１対応（M0/M1 同時測定）▶バキュームポンプによる吸着で安定した測定精度▶非接触測定のためにインクによる汚れの心配なし▶豊富なオプション
トラックサイズや測定サイズを選択可能
濃度タイプと分光タイプの選択が可能
２㎜と３㎜の測定サイズを選択可能▶ Japan Color や新しい FOGRA や G7 の標準印刷認証規格に対応（スペクトルモデル）

トラックサイズ ※（最大用紙幅）

ラインナップ

2つの 基 本 モ デ ル
3つの ヘッドオプション
6つの トラックサイズ

デンシティーモデル

スペクトルモデル

濃度関連値（濃度、ドットゲイン、トラッピング等）の測定表裏合計 8 色まで対応

濃度関連値および色彩関連値の測定
表裏合計 16 色まで対応

スモールスポットサイズ

ミディアムスポットサイズ

偏光ヘッド

最少 2㎜カラーバー
M0/M1 同時測定

最少 3㎜カラーバー
M0/M1 同時測定

最少 3㎜カラーバー
M0/M1, M0/M3, M1/M3 同時測定

• 29 インチ（840mm）    • 32 インチ（910mm）• 40 インチ（1,115mm）• 44 インチ（1,215mm） • 56 インチ（1,430mm） • 65 インチ（1,700mm）※トラックサイズ選択の際は、運用を考慮して使用するシートサイズより少し大きめ（1cm 程度）の最大用紙幅のトラックサイズを選択する
ことをお勧めします。
※基本モデル、トラックサイズ、ヘッドタイプは購入時オプションのため、購入後のアップグレード等の変更はできません。

仕様・機能

デンシティーモデル

スペクトルモデル

光学幾何条件45°／ 0° 円環配置照明，ISO 5-4:2009(E)

分光システム
分光範囲

DRS (Dynamic Rotation Sampling) 方式 31 ポイント
400nm-700nm

測定モード

ISO13655

2009 準拠

M0：非偏光、No フィルタ、UV 含む

分光解像度

測定：10nm測定スピード／M1：D50／M3（オプション）／

170㎜ / 秒
スモールスポット：2.0mm x 3.0mm
ミディアムスポット：3.0mm x 3.0mm
偏光モデル：3.0mm x 3.0mm
1.0mm

読み取り可能な最小パッチサイズ（高さ x 幅）
最大用紙厚

29 インチ（840mm）／ 32 インチ（910mm）／ 40 インチ（1115mm）／
44 インチ（1215mm）／ 56 インチ（1430mm）／ 65 インチ（１７００mm）

トラック幅※（最大用紙幅）
カラーバー読み取り範囲
濃度レンジ
短期繰り返し精度

紙端から 38mm 以内 （カラーバーの位置は自動認識）
０－３．
０D
0.15 Δ E76 MAX 白色

濃度短期繰り返し精度± 0.01D MAX 白色± 0.02D @1.8D シアン，マゼンタ，ブラック± 0.02D @2.0D （M3：± 0.03D @1.8D）イエロー0.30 Δ E76 平均
0.45 Δ E76（M3：0.55 Δ E76）最大
12 色 BCRA カラータイルおよび BCRA 白色リファレンスにおける X-Rite Manufacturing Standard に対して
温度：23℃± 1℃，湿度 40-60% RH において イルミナント／標準観測者 条件：D50/2°

器差ユニット数（色数）

表裏合計 8 色まで

濃度機能
色彩機能
色差機能

表裏合計 16 色まで

濃度／ドットゲイン（TVI）／トラッピング／コントラスト／グレーバランス
CIELab ／ CIELCh
Δ E76 ／Δ E94 ／Δ E2000

ベストマッチ
レポート機能イルミナント（光源）
標準観測者（視野角）
濃度ステータス
白紙基準濃度
プリントスタンダードサポート
両面印刷機対応
カスタムチャート測定
NetProfiler
フットぺダル
PantoneLIVE
書き出しファイルフォーマット
データベース容量
システム要件偏光フィルタ

出力：10nm○○○A ／ C ／ D50 ／ D65 ／ D75 ／ F2 ／ F7 ／ F11 ／ F122°／ 10°
A ／ E ／ I ／Ｔ／ HiFi ／ Hexachrome ／ Ex ／ Txp
絶対濃度／白紙基準濃度
Japan Color ／ G7 ／ PSO ／ ISO12647-2
○○○
オプション
オプション
オプション
オプション
SDF ／ SVF ／ TVF ／ XML
10G
OS：Windows8, Windows10（32 & 64 bit）
, Windows11 ／ CPU：推奨 3GHz ／ メモリー：最低 2GB, 推奨 4GB
モニタ：最低 17 インチ（1280 × 1024）, 推奨 22 インチ（1920 × 1080） ／ HDD：100GB 以上の空き ／ネットワーク：Ethernet Port（通常の Ethernet ポートに加えて、もう一つ IntelliTrax 用に専用の Ethernet ポートを追加することを推奨）
電源：100V / 240V AC, 50-60Hz, 4/2A
操作温度：+10℃〜 +35℃ ／ 操作湿度：0 〜 85％ 露付き無し ／ 保存温度：-20℃〜 +50℃

環境【トラック】
外形寸法

トラック全長（ポンプ取り付け用突き出し部を含まず、突き出し部は約 25mm）
29 インチ：114.01cm ／ 32 インチ：121.01cm ／ 40 インチ：141.47cm
56 インチ：172.93cm ／ 65 インチ：199.90cm
トラック幅：20.27cm, ステーション高さ：12.69cm／

44 インチ：151.47cm／ 【バキュームポンプ】 本体 高さ 23.8cm, 幅：27.0cm, 奥行き：22.7cm（ポンプ取り付け用突き出し部を含まず、突き出し部は約 40cm）、
ベースプレート 幅：32.4cm, 奥行き：35.6cm【フットペダル】
長さ：26cm, 幅：14cm. 高さ：9cm. ケーブル長：約 5.5m

付属品・オプション品
付属品
オプション品

デンシティーモデル

スペクトルモデルIntelliTrax2 本体 ／ バキュームポンプ ／ バキューム用ホース（約 280cm） ／ 校正証明書（Certificate of Calibration）
IntelliTrax ソフトウェア インストール CD ／ カラーリファレンスカード + データ インストール CD ／ 6 角レンチ ／ 30cm 定規（注意）コンピュータおよびタッチパネルモニターは付属していません。お客様でご用意いただくことになります。
フットペダル ／ ハンドヘルド分光測色計 eXact（ スタンダード or アドバンス ）製品構成、デザインおよび仕様内容は、予告なしに変更することがあります。

エックスライト社〒 135-0064

東京都江東区青海 2-5-10
テレコムセンタービル西棟 6F
TEL：03（6374）8734 ／ E-mail：info@xrite.co.jp

www.xrite.co.jp

xrite.jp© 2022 X-Rite, Incorporated. All rights reserved.

20220201