JFE 技報 No. 44（2019 年 8 月）p. 103-104

製品・技術紹介

低速回転軸受のオンライン診断を実現する AE 診断計「MK-71」
Online AE Monitor “MK-71” to Diagnose Low-speed Rotating Bearings
1． はじめに
従来から，回転機械設備軸受の監視や診断には振動法が用いられているが，軸回転数が 300 rpm 以下（特に 100 rpm以下）の回転設備は振動法の適用が難しいとされている。
これは，低速回転軸受はキズとの接触による振動そのものが小さいためであった。

写真 1 AE センサー

そこで，JFE アドバンテックでは，低速回転軸受診断用に，Photo 1 AE sensor

AE（Acoustic Emission）センサーを利用する独自の診断技術を搭載したポータブル低速回転軸受診断器 MK-560（以下

表 1 AE センサー 仕様MK-560）を販売し，ご好評をいただいている。

Table 1

今回，さらなるお客様のご要望にお応えして，MK-560 のSpecifications of AE sensor

独自診断技術を搭載し，かつセンサーを常設することでオン

Peak sensitivity≥ 80 dB (0 dB = 1 V/(m/s))

ライン環境での使用が可能なオンライン AE 診断計 MK-71

AmplifierBuilt-in（以下 MK-71）を開発した。本稿では，その概要と特長につPower voltage＋15 V (75 Ω)

いて紹介する。

Power current

11.2 to 17.4 mA

Protection class

IPX6

Operation temperature range−20 to 105˚C

WeightApprox. 135 g(Including mount block)2． AE による新しい診断パラメーター1）

AE による診断技術の適用研究は以前より進められてきた

Sizeが，AE は感度が非常に敏感な反面，異常への反応が早すぎ

AE-201SF

H50×HEX27 mm

AE-201TF

H65×HEX27 mm

軸受損傷状態との相関が把握しにくいという問題があり，現在でも広く適用されるには至っていない。
そこで，JFE アドバンテックでは独自の診断指標（診断パラメーター）を開発することで，明確にわかりやすい指標で3.2

オンライン AE 診断計の診断を可能とした。

MK-71 は，制御盤などに組み付け可能な 1ch タイプの診断計である。外観を写真 2 に，仕様を表 2 に示す。

3． 製品の特長と仕様
3.1

入力した AE センサー信号から 7 種類の診断パラメーターを演算し，その内の 2 種類を DC 4～20 mA の信号として出常設対応 AE センサー

力可能である。演算に必要な設備の回転数や測定回数などポータブル器で使用するようなマグネット取り付け式のセンサーでは外れやすくケーブル保護もないことから，常設には前面の LCD で設定可能であり，演算結果を画面で確認することもできる。

適した構造の AE センサーを開発した。

パネル前面には AE 信号のスルー出力端子とエンベロープ

AE センサーの外観を写真 1 に，仕様を表 1 に示す。セン信号出力端子を装備しており，当社の MK-560 を接続して波サーの付属ケーブル部は SUS フレキシブルチューブを取り形採取や FFT 解析を実施することで，より詳細な診断が可付け可能であり，ケーブルを保護することができる。また，能となる。

設備に金属接着剤でブロックを取り付けるため外れにくい。

また，演算された診断パラメーターに対して警報判定レ

さらに，ブロックとセンサー本体間が袋ナット構造の取り付ベルを設定することが可能であり，警報と判定された場合けのため，センサー本体の脱着が容易である。

は背面の警報接点出力端子から接点信号を出力できる。

2019 年 3 月 18 日受付－ 103 －
Copyright © 2019 JFE Steel Corporation. All Rights Reserved.

低速回転軸受のオンライン診断を実現する AE 診断計「MK-71」

写真 2 オンライン AE 診断計 MK-71
Photo 2

図 1 システム構成例①

Online AE monitorFig. 1System example1

表 2 オンライン AE 診断計 仕様
Table 2

Specifications of online AE monitorInput signal

AE sensor signal 1ch

Frequency range

100 kHz to 500 kHz
or 200 kHz to 500 kHzRear

4 to 20 mA DC
Select two types of parameters(E_area, E_ratio, E_peak, E_ave,E_sd, Peak, Ave)

Front

AE sensor through signal
Envelope signal

Output signal

Alarm output

Relay contact 1a (2ch)

Operation temp. range−10 to 60˚C (No condensation)

Power source

85 to 264 VAC, 50/60 Hz, max. 10 W

WeightApprox. 870 g

Size

54×170×152 mm(Excluding protrusions)

図 2 システム構成例②Fig. 2System example2

5． おわりに常 設 対 応 AE センサーを 用 いたオンライン AE 診 断 計
MK-71 の概要と特長について紹介した。

4． システム構成例
4.1

MK-71 は，常設可能なため，設備への標準組み込み用途や PLC など生産システムへの取り込み用途に活用できるほ傾向管理

か，AE モニタリングの IoT 化やビッグデータへの活用も期

MK-71 から出力された診断パラメーターを PLC や当社の待できる。

「コンパクトモニタリングユニット（CU-10000）」，「設備診断システム（Super CMS-10000）」に取り込んで傾向管理を今後も，設備診断器メーカーとして，新製品の開発によりお客様に貢献していきたい。

行うことができる。システム構成例を図 1 に示す。

4.2

参考文献
1）ポータブル低速回転軸受診断器 MK-560 による軸受の状態監視．プ

波形解析

ラントエンジニア．2015 年 2 月号，p. 32-37.

MK-71 の前面コネクターから出力された AE スルー信号をオシロスコープや当社の MK-560 に取り込んで波形表示やFFT 解析を行うことができる。システム構成例を図 2 に示す。

〈問い合わせ先〉JFE アドバンテック 計測診断事業部（大阪営業グループ）TEL：0798-66-1508 FAX：0798-65-7025（東京営業グループ）TEL：03-5825-7362 FAX：03-5825-5591
ホームページ：http://www.jfe-advantech.co.jp/

JFE 技報 No. 44（2019 年 8 月）
Copyright © 2019 JFE Steel Corporation. All Rights Reserved. 禁無断転載－ 104 －