PENGUJI INSTALASI MULTIFUNGSIKEW 6516 / 6516BT

Banyak Pengujian Daya di tangan
Tenaga Profesional Instalasi Listrik!
Hanya 6516BT

Insulasi

Loop

RCD

100/250/500/1000V

2/20/200/2000Ω

10/30/100/300/500/1000mA

PSC

PFC

Bumi

2000A/20kA

2000A/20kA 2000A/50kA

20/200/2000Ω

ACV

Kontinuitas

Rotasi faseFrekuensi

SPD（Varistor）

PAT

300/600V

20/200/2000Ω

Antarmuka komunikasi
USB

Bluetooth®

KEW ReportKEW 6516 / 6516BT
Operasi dalam 3 langkah sederhana
Atur dial putar ke rentang pengujian Anda.

Hubungkan instrumen ke instalasi yang sedang diuji.
Tekan tombol tes.

Uji bebas genggam

Dengan perangkat pemeriksaan jarak jauh
atau menggunakan fungsi Lockdown tombol tes.
fungsilockdown

LCD Besar

Semua data pengujian ditampilkan
dalam satu layar besar berwarna.

Tombol tes
perangkat
pemeriksaan
jarak jauh

Alas sentuh untuk mendeteksi danmenunjukkan potensi tegangan
pembumian yang berbahaya.

Teknologi Anti-Trip (dengan 2 & 3 kabel)

Untuk pengujian LOOP L-PE tanpa trip pada semua RCD.
Dengan 3 kabel (L, N, PE), untuk mendapatkan bacaan akurasi terbaik.
Dengan 2 kabel saja, sangat berguna jika bukan Netral (yaitu 3 fase lini motor).

Tombol BANTUAN [HELP]

Fungsi BANTUAN akan menunjukkan cara
menghubungkan instrumen sesuai dengan
fungsi yang dipilih.

Tes loop dari stopkontak dinding

Resolusi 0,001

Berkat arus pengujian tinggi 25A, Fase
Impedansi Loop ke Bumi diukur dengan resolusi
tinggi 0,001 ohm. Hal ini berguna ketika
melakukan pengujian pada papan sakelar utamayang dekat dengan transformator.

Pemeriksaan kontinuitas
ikatan ekuipotensial

Banyak Pengujian Daya di tangan Tenaga Profesional Instalasi Listrik!
Berbagai macam RCD dapat diuji

Uji SPDUji PATKonektivitas

SPD (Perangkat Pelindung Lonjakan Arus) yang
memiliki varistor dapat diuji dengan mengukur
tegangan tripping tanpa merusaknya.

Tipe AC, A, F, B (Umum & Selektif) EV dan RCD Variabel. Uji
Tunggal dan Otomatis, Uji rampa, dan Tegangan Kontak.

KEW 6516 dapat mengunduh data pengujian dengan
menghubungkan adaptor USB (Model 8212-USB) dankemudian mencetak Laporan Pengujian lengkap melalui
PC. Sedangkan KEW 6516BT dapat mentransfer datapengujian ke Tablet atau Ponsel Pintar melaluiBluetooth. Data pengujian tersebut dapat disimpan,dibagikan, dan dikirim melalui email. Adaptor USB juga
dapat dipesan sebagai opsi.

Uji PAT (PAT = Penguji Peralatan Portabel)
Dimungkinkan untuk memeriksa
resistansi insulasi dan kontinuitas
ikatan bumi pada peralatan portabel
untuk kelas I dan II.

Zs/Ra Limit

USB

Veriﬁkasi persyaratan keselamatan pada suatu instalasi listrik
disederhanakan dengan
menggunakan fungsi Zs/Ra Limit.
Fungsi ini akan secara otomatis
memeriksa apakah impedansi loop
terukur untuk TN (atau loop bumi
untuk TT) cukup rendah untuk
menyebabkan trip (terputus)
MCB/Sekring/RCD sehingga
memberikan hasil LULUS (✓) atau
GAGAL (×) pada tampilan.

KEW 6516

PC

Bluetooth

KEW 6516BT

KEW 6516 dan KEW 6516BT dilengkapi dengan semua yang
Anda perlukan untuk menguji instalasi listrik
Aksesori

Aksesori Opsional
MODEL 8017A

Produk ekstensi panjang

MODEL 7272

MODEL 8259

Adaptor untuk
2 gulungan kabel dengan ujitimbal, 2 peningkatan, uji timbal terminal pengukuran
pembumian, casing pembawa. [merah, kuning, hijau/1 set]
Kit MFT dan ADAPTOR EVSE
KEW 6516-EV2 : KEW 6516×1, KEW 8602×1
KEW 6516BT-EV2 : KEW 6516BT×1, KEW 8602×1

KEW 8601

ADAPTOR EVSE
Steker TIPE1

KEW 8602

ADAPTOR EVSE
Steker TIPE2

● Spesiﬁkasi KEW 6516 / 6516BTResistansi insulasi
Tegangan ujiRentang pengukuran

100V
250V
2,000/20,00/200,0MΩ
(Rentang otomatis)±2%rdg±6dgt (2,000/20,00MΩ)±5%rdg±6dgt (200,0MΩ)
1,0-1,2mA
1,0-1,2mA@0,1MΩ
@0,25MΩ
1,5mA maks

Akurasi
Arus terukur
Arus hubungan pendek
Impedansi loop
FungsiTegangan terukur
Rentang impedansi
Akurasi
Arus pengujian nominal padaloop eksternal 0Ω:
Besaran/Durasi pada 230V

PSC/PFC
Rentang
Akurasi
RCD
Tegangan terukur
FungsiTipe RCD
Potong arus trip

Akurasi

Arus trip

Waktu trip

LOOP ATT
L-PE/L-N (3 kabel)
100-260V(50/60Hz)
20,00/200,0/2000Ω
(Rentang otomatis)±3%rdg±6dgt
L-N: 6A/60mdtk
N-PE: 10mA

L-PE (2 kabel)
48-260V(50/60Hz)±3%rdg±10dgt
L-PE: 15mA

SPD (Varistor)
500V
1000V
Maks. 1000V
20,00/200,0/1000MΩ
20,00/200,0/2000MΩ
0-1000V (naik 1V)(Rentang otomatis)(Rentang otomatis)±2%rdg±6dgt (20,00/200,0MΩ) ±2%rdg±6dgt (20,00/200,0MΩ) ±5%rdg±5dgt±5%rdg±6dgt (1000MΩ)±5%rdg±6dgt (2000MΩ)
1,0-1,2mA
1,0-1,2mA–@0,5MΩ
@1MΩ
–
LOOP TINGGI
L-PE (0,01ΩRes)
48-260V(50/60Hz)
20,00/200,0/2000Ω
(Rentang otomatis)±3%rdg±4dgt
20Ω:6A/20mdtk
200Ω: 0,5A/20mdtk
2000Ω: 15mA/500mdtk

L-PE (0,001ΩRes)
100-260V(50/60Hz)
2,000Ω

L-N/L-L
48-500V(50/60Hz)
20,00Ω

±3%rdg±25mΩ
25A/20mdtk±3%rdg±4dgt
6A/20mdtk

2000A/20kA (L-N(PSC)/L-PE(PFC)) 2000A/20kA (PFC)
2000A/20kA (PFC)
2000A/50kA (PFC)
Akurasi PSC/PFC diperoleh dari spesiﬁkasi impedansi loop yang diukur dan spesiﬁkasi tegangan terukur

x1/2, x1,Uc
x5
Rampa
x1/2
x1x5
Rampa
x1/2
x1
x5

100-260V(50/60Hz)
x1/2, x1, x5, Rampa, Otomatis, Uc
6/10/30/100/300/500/1000mA/variabel
AC (G/S)
A (G/S)
10/30/100/300/500/1000mA (G) 10/30/100/300/500mA
10/30/100/300/500mA (S)
10/30/100mA
10/30/100mA
10/30/100/300/500mA
10/30/100/300/500mA-8% - -2%
-10% - 0%+2% - +8%
0% - +10%+2% - +8%
0% - +10%-4% - +4%
-10% - +10%
2000mdtk (G/S): ±1%rdg±2mdtk
550mdtk(G): ±1%rdg±2mdtk, 1000mdtk(S) :±1%rdg±2mdtk
410mdtk (G/S): ±1%rdg±2mdtk

2000A/20kA (PSC)

F (G/S)
10/30/100/300/500mA

B (G/S)
10/30/100/300mA

EV
6mA (×1 saja)

10/30/100mA
10/30/100/300/500mA-10% - 0%
0% - +10%
0% - +10%-10% - +10%

10/30mA
10/30/100/300mA-10% - 0%
0% - +10%
0% - +10%-10% - +10%–6mA–
0% - +10%–-10% - +10%–
10,5s: ±1%±2mdtk–Kontinuitas
VoltRentang
20,00/200,0/2000Ω (Rentang otomatis)
Rentang
300,0/600V (Rentang otomatis)
Tegangan rangkaian terbuka (DC) 7-14V
RentangVolt
2-600Vpengukuran Frekuensi 45-65Hz
Pengukuran 200mA
200mA atau lebih (2Ω atau kurang)
arus
15mA
15mA±3mA (hubungan pendek)
Akurasi
Volt±2%rdg±4dgt
Akurasi±2%rdg±8dgt
Frekuensi ±0,5%rdg±2dgt
Rotasi FaseBumi
Tegangan terukur
48-600V (50/60Hz)
Rentang
20,00/200,0/2000Ω (Rentang otomatis)
Keterangan
Keterangan Urutan fase yang benar: ditampilkan “1.2.3” dan tandaAkurasi±2%rdg±0,08Ω (20,00Ω)Urutan fase terbalik: ditampilkan “3.2.1” dan tanda±2%rdg±3dgt (200,0/2000Ω)
Umum
Standar yang Berlaku
IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V Tingkat polusi 2, IEC 61010-2-034, IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10, IEC 60529(IP40), IEC 61326(EMC)
Antarmuka Komunikasi
USB, Bluetooth® 5.0*¹, Android TM 5.0 atau lebih baru, iOS 10.0 atau lebih baru
Sumber daya
LR6(AA)(1,5V) × 8Dimensi
136(P) × 235(L) × 114(T) mmBobot
1350g (termasuk baterai)Aksesori
Uji timbal listrik*², 7281 (Uji timbal dengan sakelar kendali jarak jauh), 7246 (Uji timbal papan distribusi), 7228A (Uji timbal resistansi pembumian),
8041 (Lonjakan pembumian bantu [2 peningkatan/1 set]) 9084 (Casing lembut), 9142 (Casing pembawa), 9151 (Tali bahu), 9199 (Pad bahu), LR6(AA) × 8,Panduan petunjuk, 8212-USB (adaptor USB dengan "KEW Report(Perangkat lunak)")*³, Sertiﬁkat kalibrasi
Aksesori Opsional
8212-USB (Adaptor USB dengan "KEW Report(Perangkat lunak)") *³ , 8259 (Adaptor untuk terminal pengukuran), 7272 (Rangkaian kabel Pengukuran presisi),
8017A (Produk ekstensi panjang) 8601(ADAPTOR EVSE), 8602 (ADAPTOR EVSE)*¹ 6516BT saja*² 7187A: Steker Inggris, 7218A: Steker SCHUKO (UE), 7221A(SA) Steker Afrika Selatan, 7222A: Steker Australia (AU)*³ 8212-USB: Aksesori standar untuk 6516, aksesori opsional untuk 6516BTBluetooth adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG. Inc.
Android adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Google Inc.
iOS adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Cisco Technology, Inc. di Amerika Serikat dan negara lain.

Peringatan
Keamanan:Silakan baca "Peringatan Keamanan" dalam panduan petunjuk yang disertakan bersama instrumen dengan cermat
dan sepenuhnya untuk penggunaan yang benar. Kegagalan mematuhi aturan keselamatan ini dapat menyebabkan
kebakaran, masalah, sengatan listrik, dll. Oleh karena itu, pastikan untuk mengoperasikan instrumen dengan catu dayayang benar dan pengukuran tegangan yang ditandai di setiap instrumen.

Untuk pertanyaan atau pemesanan:

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152● Brosur ini diproduksi pada bulan September 2023. Isi brosur ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

KEW_6516/6516BT-3E_Sep23_SS_1.id