MEDIDOR DE TIERRA DIGITAL
KEW 4105DL / 4105DL-H / 4105DLBT-H

IP67 POLVO / A PRUEBA DE AGUAPRUEBAS DE TIERRA RUGADAS● Resistencia a tierra de 3 y 2 polos

medición (0,01 a 2 000Ω)● Diseño impermeable● Bluetooth® incorporado permite
la transferencia de datos(4105DLBT-H)● El rechazo de ruidos de hasta 25V rms
permite realizar pruebas precisas enentornos ruidosos● El interruptor rotatorio hace quela interfaz del usuario sea muy intuitiva● Pantalla LCD grande con retroiluminación● LED para monitorear resistencia
correcta/incorrecta de pica auxiliar detierra● Medición de la tensión a tierra(CA / CC 0 a 300V)● CAT IV 100V

Descargar desde Google
Play Store GRATIS.

Descargar desde App
Store GRATIS.

Resistente al polvo e impermeable: Carrete de cable innovador con
después de usarlo, puede lavarlosistema guía de cable para
para quitar el barro y el polvo
facilitar el rebobinado

Picas de tierra robustas

● Especificaciones de KEW 4105DL / 4105DL-H / 4105DLBT-H20Ω

Medición de la resistencia a tierra200Ω2 000Ω

Rango de medición

0,00 a 20,00Ω

0,0 a 200,0Ω

0 a 2 000Ω

Rango mostrado

0,00 a 20,99Ω

0,0 a 209,9Ω

0 a 2 099ΩPrecisión*1±1,5%rdg±0,08Ω *2±1,5%rdg±4dgts

Resistencia de tierra auxiliar*3

<10kΩ

<50kΩ

<100kΩ

100Ω

500Ω

Valor de referencia del comparador 10Ω

Advertencia de tensiónde tierra

Un gran rechazo de ruidos!

La luz LED roja se ilumina si
se detecta tensión externa.

Medición de la tensión a tierra
Rango de medición

0,0 a 300,0V CA (45 a 65Hz) / ±0,0 a ±300,0V CC

Rango mostrado

0,0 a 314,9V(CA) / 0,0 a ±314,9V(CC)

Precisión±1%rdg±4dgts[ Se enciende la luz LED si: ]IEC 61010-1 CAT IV 100V / CAT III 150V / CAT II 300V Grado de contaminación 3
Normas aplicables

IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, 5Tensión
> 10V
> 25V
> 5V

Frecuencia
de 0 a 10Hz
10 a 100Hz
100 a 400Hz

El rechazo de ruidos de hasta
25V rms permite realizar pruebas
precisas en entornos ruidosos.

IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, 2-2 (EMC), EN50581 (RoHS)
Comprobación de resistencia
de tierra auxiliar

Picas de tierra hechasde acero robusto

Interfaz de comunicación

Bluetooth® (solo 4105DLBT-H)

Fuente de alimentación

LR6 (AA)(1,5V)×6

Dimensiones

121(L)×188(W)×59(D) mm (incluida la tapa del estuche)

Peso

Aprox. 690g (incluyendo las baterías y la tapa del estuche)

Si la resistencia de tierra auxiliar es:
Demasiado alta en el terminal S(P)*1 Para una medición precisa, la resistencia de tierra auxiliar debe ser 100Ω ±5% o menos.
*2 Con la medición simplificada, agregue ±0,10Ω a la precisión especificada.
*3 Precisión dentro de la resistencia de tierra auxiliar: ±5%rdg±10dgts.

* Bluetooth® es una marca comercial o marca registrada de Bluetooth SIG.

Demasiado alta en el terminal H(C)Las mediciones de tierra son posibles
hasta 100kΩ* de resistencia de laspicas de tierra auxiliar.

Dentro del rango permitido (LED verde correcto)* Rango 20Ω 10kΩ, rango 200Ω 50kΩ,rango 2 000Ω 100kΩ.

4105DL

4105DL-H● Guía de selección
Comunicación Bluetooth®

4105DLBT-H

4105DL

4105DL-Hーー● Accesorios / Accesorios opcionales

4105DLBT-H

Accesorios (●), Accesorios opcionales (△)①7127B

Sonda de medición simplificada

●

●

●

②8041

Picas auxiliares de tierra [2picas/1conjunto]

●

●

●

③9121

Correa

●

●

●

④7266

Cables de prueba de resistencia de tierra(Rojo 20m, Amarillo 10m, Verde 5m/1conjunto)

△

●

●

⑤7267

Carrete de cable para el medidor deresistencia de tierra (Rojo) 20m

●

△*

△*

⑥7268

Carrete de cable para el medidor de resistencia
de tierra (Amarillo) 10m●△*△*⑦7271

Cable de prueba de resistencia de tierra(Verde) 5m

●

△

△

⑧9190

Estuche de transporte●⑨9191

Estuche de transporte [Rígido]⑩9197

Estuche de transporte [Rígido]

⑪9192

△

△

△

●

ー

Estuche de transporte para carrete de cableー
△ー
△

●
△

⑫7272

Conjunto de cables de medición precisa(②8041,⑤7267,⑥7268,⑦7271,⑪9192)

△

△

△

⑬7269

Cable de prueba de resistencia de tierra (Rojo) 20m△△

Cable de prueba de resistencia de tierra (Amarillo) 10m△

△

⑭7270
⑮8259

Adaptador para terminal de medición(Rojo, Amarillo, Verde/1conjunto)

△

△

△

△

△

① 7127B② 8041③ 9121④ 7266⑤ 7267⑥ 7268⑦ 7271⑧ 9190⑨ 9191 / ⑩ 9197

⑬ 7269⑭ 7270⑪ 9192⑫ 7272⑮ 82598259
Ejemplo de uso* El carrete de cable en sí no puede almacenarse en el estuche rígido.

● Este folleto se creó en enero de 2024. El contenido de este folleto está sujeto a cambios sin previo aviso.

LC_4105DL_4105DL-H_4105DLBT-H_2_1_Jan24_SS_es