令和５年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）技術概要書

溢水対応型 下水道監視用水位計

ハイブリッド型連続計測水位計

技術審査証明事

限 2029 年 3月31日

下水第2効期

道技術

技術名称：ハイブリッド型連続計測水位計

（公財）

0号

有33

［開発目標型］

設業

建設技術審査証明書

建日本（溢水対応型 下水道監視用水位計）

下 水 道 新技術機構ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）近年のゲリラ豪雨などを原因とした内水氾濫対策として改正された水防法により，自治体では水位周知下水道の設定と水位の監視，把握のため，水位計の選定，検討等が必要になっている。水位計への要件のひとつとして，下水道施設からの溢水状態 ( 冠水 ) が発生しても水位計測ができなければならないが，下水道管路内の堆積物等により，これまでゼロ水位から満水，溢水位までを連続して計測できるものはなかった。
そこで電波式と圧力式の異なる ２つのセンサをもちいたハイブリッド式水位計を開発した。低水位は電波式での計測，水位計全体が水没した後では圧力式へ自動的に切替えて計測し，低水位から満水，溢水状態までの連続的な水位計測を可能とした。また本水位計は，通常の低水位より上に設置し，流下の阻害や堆積物による計測への影響や故障の恐れがなく，日常メンテナンスの負担を軽減できるものである。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）計測の連続性 ( 計測範囲 )：変動する水位に応じて，電波式水位計の計測値と圧力式水位計の計測値が切替わって出力されること。また水位計全体が水没した後も，計測値が出力されること。
水位変化速度は５ mm/s 以下，５ ～ 20 mm/s，40 mm/s 以上の３条件とする。
（２）計測精度：電波式水位計：± 10 mm※1 水位：０ ～ ５ ｍ相当※2
電波式水位計：± ５ mm※1 水位：５ ～ 9.7 ｍ相当※2
圧力式水位計：± 40 mm※1 水位：9.7 ～ 18 ｍ相当※2※1

各精度ともに静水面相当での計測精度とする※2

最大水位計測水位 18 ｍの時の水位（３）防水性：水深 10 ｍ (210 kPa abs) にて，24 時間機器内部に浸水がないこと。
（４）維持管理性：日常点検が不要であること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「ハイブリッド型連続計測水位計」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2019 年３月 15 日に審査証明を取得し，更新された技術である。
2024 年 3 月 13 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構理事長

記
１．審 査 の 結 果
すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本技術に使用する製品は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，取扱説明書に従い，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )４．審査証明の詳細
2029 年 3 月 31 日
５．審査証明の有効期限
６．審査証明の依頼者

東京計器株式会社（東京都大田区南蒲田二丁目 16 番 46 号）

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要

ハイブリッド型連続計測水位計は，電波式水位計と圧力式水位計を組み合わせた，ハイブリッド型の水位計である。低水位は電波式にて，水位計全体が水没した後では圧力式と，変動する水位に応じて自動的，連続的に切換え，水位を計測する。
本水位計は，通常水位より上に設置する事から，流下の阻害や堆積物による計測への影響が少なく，また圧力式には密閉式の絶対圧センサを採用することで機器内への浸水や結露などによるトラブルにも対応している。気圧変化で発生する圧力式の誤差は，電波式にてゼロ点補正を行うため，精度の良い計測が可能である。
以上より本水位計は，低水位から水位計水没後の満水，溢水状態までを連続的に計測出来，また故障等にも強い優れた製品である。

電波式水位計

圧力式水位計

写真－１ 機器外観図－１ 設置例（イメージ）技術の特長技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１） 計測の連続性
計測範囲の 0～18 ｍにおいて，変動する水位に応じて電波式水位計の計測値と圧力式水位計の計測値が切替わって出力され，また水位計全体が水没した後も計測値が出力される性能を有する。
（２） 計測精度＊1＊2 については次の性能を有する。
1） 電波式水位計
水位：５～9.7 ｍ

計測精度±５ ｍｍ

水位：０～５ ｍ

計測精度±10 ｍｍ2） 圧力式水位計
水位：9.7 ｍ～18 ｍ 計測精度±40 ｍｍ＊3
（３） 本水位計は水深 10 ｍ（210 kPa abs）の外水圧に対して，24 時間機器内部に浸水がない防水性を有する。
（４） 日常点検が不要である。
＊1 各精度ともに静水面相当での計測精度とする。
＊2 最大水位計測水位 18 ｍの設置環境の場合＊3 ゼロ点補正時の電波式の誤差を除く

水位 18 ｍ部

距離 ０ ｍ

距離 0.3 ｍ

0.3 ｍ
電波式不感帯距離 － ８ ｍ
0.5 ｍ
水位計離隔距離水位 19.5 ｍ部

10 ｍ(210 kPa abs)
耐水圧

距離 － 9.5 ｍ

圧力式計測範囲
電波式水位計
計測基準面

水位 10 ｍ部

水位計切替位置

水位 9.7 ｍ部
水位 9.5 ｍ部

距離 0.5 ｍ
圧力式水位計水位 ５ ｍ部

距離 ５ ｍ

距離 10 ｍ

図－２

電波式計測範囲

水位 ０ ｍ部

計測範囲最大（18 ｍ）時の距離と水位の関係

技術の区分名称
技術の区分名称
開発目標型 '23 ハイブリッド型連続計測水位計
技術の適用範囲
技術の適用範囲
・計測範囲：水位 0～18 ｍ（計測範囲は設置環境による）・機器耐圧：210 kPa abs（水深 10 ｍ相当）
・設置間隔：電波式水位計と圧力式水位計の鉛直離隔距離 0.5～0.6 ｍ
・設置環境：下水道マンホール，雨水貯留施設
施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）
納入先

納入年度

設置環境

台数

2017

日本下水道新技術機構／仙台市建設局

マンホール

１

2017

日本下水道新技術機構／仙台市建設局

マンホール

１

施設内マンホール１

施設内マンホール

１

広島県下水道公社

2017

太田川流域下水道東部浄化センター
広島県下水道公社

2018

太田川流域下水道東部浄化センター

2021

埼玉県荒川右岸支社

マンホール

１

2022

神奈川県下水道公社 四之宮水再生センター マンホール

１

2023

仙台市建設局 七郷堀雨水ポンプ場

2

マンホール

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】

東京計器株式会社【問合せ先】

東京計器株式会社

https://www.tokyokeiki.jp/
営業部

第一営業課

TEL 03-3732-8621

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2024 年３月 13 日～2029 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
https://www.jacic.or.jp/sinsa/