L-VIT 1000 – ハイスピードカメラ

L-VIT 1000 – 頑丈で超コンパクトなハイスピードカメラ
定格150 G以上の高G、フルHD @ 1000 fpsで、最も過酷な環境での使用に対応。研究開発での要求の厳しいアプリケーションに向けた頑丈な高解像度カメラ。
L-VIT 1000は、コンパクト、ポータブル、高解像度、頑丈な独自の機能と長所カメラが不可欠なすべてのアプリケーションに特に適しています。高感度センサーによって、破格なアプリケーションにも対応します。L-VIT 1000は、（すべての軸に対して）150 G/11ミリセカンドを超えるG力および最大200 Gのスパイクに耐えるように設計されて認定されています。L-VIT 1000は、試験中の外部コントロールまたはカメラステータスに関するフィードバックのための広範なシグナルを提供する真のオールインワンカメラです。これらすべては、包括的なImagingStudioソフトウェアによって、PC、ラップトップ、タブレットPCから簡単に操作できます。

AOS Technologies AG
Taefernstrasse 20
CH-5405 Baden-Daettwil• 優れた画質 – 最大1000 fpsで1920 x 1080フルHD解像度のL-VIT 1000は、きわめて鮮明な画像が得られます。
• 超コンパクトでオールインワン – L-VIT 1000は、過酷な環境での撮影に対応した超小型カメラです。
• 感度 – 非常に高感度なセンサー。
• 拡張性 – CFastカードやカメラのHDMI出力などの拡張機能が利用可能です。

Tel. +41 (0)56 483 34 88
Fax +41 (0)56 483 34 89

info@aostechnologies.com
www.aostechnologies.com

L-VIT 1000 – 主な仕様
Imaging studioの機能

典型的なフレームレートと解像度

Imaging Studio

カメラをパラメータ化してコントロールし、データのダウンロードを扱い、ネイティブファイルを最も一般的なシングル画像および動画フォーマットに変換するためのソフトウェアパッケージ。 Win7/ 10、32/ 64ビットで動作パラメーター化

解像度のグラフィック設定に対応した便利で使いやすいソフトウェア
インターフェースによって録画用のカメラパラメーターをすべて設定表は典型的な解像度とfpsを示しています。解像度はカメラ/センサーの制限内で自由に調整可能です。

表示

複数のカメラの同時表示
数回のクリックによって録画後のシーケンスを再生、編集、保存

録画時間

編集
OSD
オーバーレイポイント＆クリック

ユーザー調整可能な不透明度で録画された画像のオーバーレイ

エクスポートAOSネイティブファイルフォーマットをavi、mpeg、mpeg4、bmp、tif、png、jpgにエクスポート

画像処理

手動または自動のカラー補正とホワイトバランス機能

バッチ変換

オフラインバッチ変換を使用してネイティブファイルを動画ファイルに変換

1920

1080

1000 fps

1920

720

1500 fps

1920

540

2000 fps

1920

256

4000 fps

メモリサイズ

2 GB

4 GB

8 GB

16 GB

1920 x1080 @1000 fps

0.9秒

1.8秒

3.6秒

7.2秒

光学/センサー仕様
イメージセンサー

CMOSセンサー

ピクセルサイズ10ミクロン

光感度

ISO 8000 (モノクロ)、ISO 3600 (カラー)ダイナミックレンジ

調整可能8/10ビット

シャッタータイプ

グローバル、フレームレートに無関係

露光時間

2 µsec～1で自由に調整、ソフトウェアによるフレームレート

レンズマウント

CマウントまたはオプションでFマウント

カメラパラメーターによるOSD
簡単なポイント&クリック測定と手動追跡機能

データインターフェース
データインターフェー ロック可能なRJ45コネクタを備えたギガビットイーサネット（10/100/1000）オプション: すべてのシグナルの18ピンLEMOコネクタ
ス
I/Oインターフェース ソリッド14ピンLEMOコネクタ
オプション: すべてのシグナルの18ピンLEMOコネクタ
同期

他のカメラとの位相ロック・マスター・スレーブ動作または外部周波数への同期のための同期入力/同期出力

アーム出力

カメラが録画モードでトリガーを受け取る準備ができていることを示すアーム出力

カメラとコントロールの機能
画像メモリ

標準2 GB、オプションで最大16 GB

不揮発性メモリ

オプションのCFastカードインターフェース
カメラはPCに未接続のフラッシュディスクに画像データを保存可能

トリガー入力トリガー入力、立ち上がり、立ち下がりエッジ、TTL、スイッチの開閉
カメラがトリガーされたことを表示

電力

10–36 VDC / 25–30ワット、オプションおよび拡張機能によるトリガー出力

I/O許容範囲
LEDコントロール

TTLレベル、すべてのI/Oは0-24 Vの許容範囲
背面と前面のLEDでカメラステータスを表示

Set_To_Rec

カメラをアイドルモードから録画に設定するために使用

リセット

画像メモリに影響を与えずにカメラステータスをリセット

電源オン/オフ

スイッチのオン/オフ、リモートスイッチオン

リモートスイッチオン 最大100 m（300フィート）の距離で簡単な2線接続でカメラのスイッチオン
イベントマーカー

画像データ取り込み中にイベントを記録/マークするイベントマーカー

ストロボ

外部機器をカメラに同期させるためのストロボ出力。パルス幅はシャッター時間を示す

IRIG-B

IRIG-B 122入力

バッテリー

システム構成とオプションの拡張機能を参照

トリガーディレイ

65秒までプログラム可能

トリガーウィンドウ/デバウンス

外部デバイスによる誤ったトリガーを排除するユーザーがプログラム可能なトリガーウィンドウ

物理仕様

トリガーモード、ポジション事前事後録画、合計カメラメモリの1フレーム単位で自由に調整可能

サイズ&重量

幅: 75 mm / 高さ: 75 mm / 長さ: 75 mm / 910 gr
幅: 2.95” / 高さ: 2.95” / 長さ: 2.95” / 1.4 lb

タイミング

高精度タイムベース、温度補償

動作温度

マルチバッファー

最大100の個別のバッファー用の分割バッファー-10 … + 45 °C / +14 … +113 °F-40 … +70 °C / -40 … +158 °F

自動ダウンロード24時間年中無休の録画のためのPCへの自動ダウンロードまたはオプションのCFastカードへの自動ダウンロード

保管温度
耐衝撃

カメラの事前プログ L-VIT 1000は、特定のコマンドセットで事前にプログラムすることラムができます。テスト前にカメラにアクセスできなくなり、リモートスイッチオンでのみスイッチオンが可能になる場合に最適です
OSD

カメラ、録画機能、タイムスタンプの情報。イベントマーカーが画像データに追加される場合があります。OSDの位置はユーザーが設定します

EN 60068-2-27：2009に準拠し、全軸で150 G / 11 msec、最大200 Gのスパイク

I/Oコネクタ

LEMOタイプ ref. FGG.2B.314.CLAD72Z (ケーブルタイプ)

CE

関連規格に準拠

マウント¼” UNCスレッド、下部/ 4側面にM6取り付けスレッド

システム構成とオプションの拡張機能
モデル/拡張

L-VIT 1000

L-VIT 1000、30 分バッテリー

L-VIT 1000、30分バッテリー、CFast / HDMI出力

バッテリー時間

バックアップバッテリーなし30分

30分

サイズ

75x75x75 mm

75x75x107 mm

75x75x124 mm

AOS販売代理店:

仕様は予告なく変更する場合があります – v05.2019