Ready. Set. Grow!
Produtos para cultura
celulare da SARSTEDT2

Selo de qualidade SARSTEDT de produtos para cultura de células e tecidos
ensaios sejam comparáveis e reproduzíveis, é fundamental
manter os padrões de qualidade para a cultura de células etecidos.

TC Tested

Cryo Performance Tested

TestedDesde 1990 a SARSTEDT oferece a seus clientes Sterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/produtos de cultura de células de alta qualinon-cytotoxic
dade, fabricados em condições de sala limpa
por pessoal treinado, usando vestuário deproteção e mediante processos de produção automatizados.
Seguindo o nosso princípio básico de que os produtos em
contato com as células não devem exercer interferências
sobre elas, estes produtos são produzidos em condições depureza muito exigentes e identificados com o logotipo dequalidade “TC Tested”.
Garantimos o cumprimento dos seguintes valores-limite:■ Esterilidade validada em conformidade com a série denormas ISO 11137■ Pirogênios/endotoxinas <0,06 EU/ml■ Não citotóxico em conformidade com a série de normas
ISO 10993■ DNA humano <0,5 pg/µl■ DNA bacteriano<0,02 pg/µl■ DNase <7,1 x 10–5 U/µl
■ RNase <1,4 x 10–10 unidades Kunitz/µl

CrC

Para atender a essas exigências, a SARSTEDT produz há maisde 25 anos uma variedade de produtos consumíveis certificados para o trabalho com culturas de células e tecidos.

Performan
yo Tested ceTCome Grow With Us – Hoje em dia, as culturas de células etecidos são usadas não apenas na pesquisa básica, mastambém cada vez mais na biotecnologia aplicada e na pesquisa clínica e farmacêutica. Para testes de toxicidade,controles de qualidade de processos bioquímicos, sistemas deprodução industrial (por ex., produção de anticorpos monoclonais), entre muitas outras aplicações, são necessários
produtos da mais elevada pureza e qualidade. Para que os

Durante a conservação “vital” em tubos
CE/ IVD/ Sterile/
Pyrogen-/ DNA-/ DNase-/
CryoPure, as amostras de células e tecidos não RNase-free/
non-cytotoxic/
non-mutagenic
podem ser expostas a riscos adicionais
relacionados a contaminações com substâncias
perturbadoras. Assim, os tubos CryoPure da SARSTEDT são
submetidos a inúmeros testes e certificados da seguinte
maneira, após serem aprovados nas pesquisas estabelecidas:
Garantimos o cumprimento dos seguintes valores-limite:■ Estéril
De acordo com ISO 11137■ Isento de pirogênio/isento endotoxinas<0,06 EU/ml■ Não citotóxico
De acordo com a ISO 10993-5■ Não mutagênico
A prova para estimar a isenção de mutagenicidade foi
realizada de acordo com o teste de Ames II■ Isento de DNA
DNA humano <0,5 pg/μl, DNA bacteriano <0,02 pg/μl■ Livre de DNase/RNase
DNase <1x10–5 U/μl, RNase <1x10–9 Unidades Kunitz/μl■

Experimente grátis e
sem compromisso!
cellculture.
sarstedt.com/brReady. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

3

Superfícies de crescimento ecódigo de cores
Uma condição essencial para a cultura bem sucedida decélulas in vitro é a reprodução tão fiel quanto possível doambiente in vivo do respectivo tipo de célula. Por isso, anatureza da superfície do recipiente de cultura desempenha
um papel particularmente importante, uma vez que muitos
tipos de células só podem sobreviver, proliferar e diferenciar-se depois de uma adesão bem sucedida. Para atender àsexigências dos mais variados tipos de células possível, a
SARSTEDT oferece frascos e placas com três superfícies decrescimento diferentes. Para uma identificação inequívoca dos
recipientes, mesmo depois de retirados da embalagem, os
produtos estão marcados da seguinte forma, de acordo com osistema de codificação por cores da SARSTEDT:Superfície padrão SARSTEDT
para células aderentes
Graças a um tratamento especial da superfície de poliestireno,é possível colocar grupos hidrófilos na superfície. Isso permite
a ligação das proteínas da superfície das células e, desta
forma, a adesão das células à superfície de plástico. Por isso, asuperfície de crescimento padrão hidrófila, codificada em
vermelho, oferece um excelente substrato de cultura para
muitas células aderentes.

aSuperfície Cell+ SARSTEDT
para células aderentes exigentes
As células primárias, as linhas de cultura de células sensíveis e
as células cultivadas em condições de soro reduzido/ausência
de soro são extremamente exigentes quanto à superfície dos
recipientes de cultura de células. A superfície de crescimento
Cell+, codificada em amarelo, foi especialmente desenvolvida
para essas células. Graças a um tratamento especial dasuperfície de plástico, é possível colocar grupos polares
adicionais na superfície hidrófila. Isso permite uma reprodução
melhorada do ambiente in vivo e, desta forma, a adesão decélulas exigentes. Devido a suas propriedades, a superfície
Cell+ pode tornar supérflua, em muitos casos, a utilização deplacas de cultura revestidas.

bSuperfície de cultura
em suspensão SARSTEDT
Para as células em suspensão (sobretudo células de origem
linfoide, células de hibridoma, etc.), que não são cultivadas
aderindo à solução, são especialmente indicados os recipientes de cultura com superfície de crescimento hidrófoba verde.
A superfície hidrófoba minimiza a perda de células durante a
subcultura devido a microadesão não desejada.

c
100 µm
A cultura de vários tipos de células em superfícies de crescimento SARSTEDT
permite detectar claramente a vitalidade dos vários tipos de células*. a)
Células HEK293 cultivadas na superfície padrão de cultura de células durante
48 h. b) Células CHO em condições de soro reduzido (1%) cultivadas durante
24 h na superfície Cell+. c) Células Jurkat cultivadas na superfície de células
em suspensão durante 72 h. A barra de medição corresponde a 100 µm.
* Nossa brochura “Growth Surface References” (20.783) apresenta uma visão
geral sobre células cultivadas com sucesso em nossas diversas superfícies decrescimento.

4

Frascos para cultura de células
Placas para cultura de células
Placas multipoços

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDTT

Frascos para culturade células

Características dos frascos para cultura decélulas SARSTEDT
A geometria dos frascos se destaca pelas seguintes
características:■ Alcance de todos os cantos com pipetas sorológicas eraspadores de células. (1)1■ A elevada estabilidade dos fracos permite reduzir o risco decontaminação. Além disso, a borda de empilhamento dos
frascos proporciona estabilidade aos frascos sobrepostos■ O gargalo inclinado e otimizado dos frascos e o cantoantigotejamento simplificam a inclinação do líquido,
reduzindo, ao mesmo tempo, o risco de contaminação por
derramamento do líquido. (3)■ O número do lote e o prazo de validade estão impressos
em todos os frascos, facilitando o rastreamento
depois da retirada da embalagem. (4)TestedSterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/
non-cytotoxic

Para a cultura de células, a SARSTEDT oferece frascos com
uma superfície de crescimento de 25 cm2, 75 cm2 e 175 cm2.
Todos os frascos para cultura de células são fabricados em
poliestireno transparente de alta qualidade, que é processado
para uma superfície de crescimento plana, especialmente
apropriada para a observação microscópica. Todos os frascos
para cultura de células são testados e certificados de acordo
com o selo de qualidade “TC Tested” (ver pág. 2).

■ Áreas de rotulagem de grandes dimensões dos dois lados
do gargalo e escala impressa em branco de um ladoe gravada do outro facilitam o trabalho. (2)C2■ Todos os frascos de cultura de células da SARSTEDT são
fornecidos com três superfícies de crescimento diferentes,
que podem ser reconhecidas facilmente pela cor das
tampas:vermelha = células aderentes
amarela = células aderentes exigentesverde= células em suspensão
3

4

5

6

A tampa de fechamento rápido é especialmente fácil de usar,
já que só precisa de 1/3 de rotação para se fechar ou abrir.
A tampa de fechamento rápido estriada está disponível emduas versões:■ A tampa com filtro possui uma membrana com um
tamanho de poro de 0,2 µm, que garante a troca gasosaconstante e estéril. As características do filtro hidrófobo
minimizam, ao mesmo tempo, o risco de contaminação.
■ A tampa de rosca de 2 posições (= sem filtro) permite,na posição de fechado, o fechamento hermético dos
frascos, ao passo que, na posição de ventilação, as células
podem ser cultivadas com uma troca gasosa uniforme (assetas apontam para cima e para baixo). Um clique audível
indica que a tampa na posição de ventilação está protegida
contra queda. As setas e as estrias na tampa facilitam ocontrole tátil e visual da posição do fecho durante otrabalho e na incubadora.

abertatravadafechadaInformação para pedidos
Superfície decrescimento [cm2]Tampa

Volume de trabalho
recomendado [ml]Volume máx.
[ml]

Embalagem
pacote/caixa

83.391025

Sem filtro

7

12,5

10/30083.3910.002

25

Com filtro

7

12,5

10/30083.391175

Sem filtro

21

55

5/100

83.3911.002

75

Com filtro

21

55

5/100

83.3912175

Sem filtro

50

125

5/40

83.3912.002

175

Com filtro

50

125

5/40

83.3910.300

25

Sem filtro

7

12,5

10/30083.3910.302

25

Com filtro

7

12,5

10/30083.3911.300

75

Sem filtro

21

55

5/100

83.3911.302

75

Com filtro

21

55

5/100

83.3912.300

175

Sem filtro

50

125

5/40

83.3912.302

175

Com filtro

50

125

5/40

83.3910.500

25

Sem filtro

7

12,5

10/30083.3910.502

25

Com filtro

7

12,5

10/30083.3911.500

75

Sem filtro

21

55

5/100

83.3911.502

75

Com filtro

21

55

5/100

83.3912.500

175

Sem filtro

50

125

5/40

83.3912.502

175

Com filtro

50

125

5/40

Ref.

Códigode cor**= células aderentes= células aderentes exigentes= células em suspensão

Acessórios
Ref.

Códigode cor*TampaVersãoEmbalagem saco/caixa

83.3990.025

Sem filtro

Para T 25

25/100, esterilizada individualmente

83.3990.075

Sem filtro

Para T 75

25/100, esterilizada individualmente

83.3990.175

Sem filtro

Para T 175

25/100, esterilizada individualmente esterilização individualPlacas para culturade células

T

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDTC

7

TestedSterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/
non-cytotoxic

Para a cultura de células em placas para cultura de células,a SARSTEDT oferece placas de 35 mm, 60 mm, 100 mm e
150 mm testadas e certificadas de acordo com o selo dequalidade “TC Tested” (ver pág. 2). As placas são fabricadasem poliestireno transparente de alta qualidade, o que resultaem uma superfície de crescimento plana cuja excelente
transparência permite o controle visual do crescimento dascélulas.

Características das placas para
cultura de células SARSTEDTAs placas para a cultura de células se destacam pelas
seguintes características:■ O novo SUREGrip é um anel elevado e áspero que envolveo fundo e que permite um manuseio seguro e confortávelde ambas as partes da placa para retirá-la da pilha. (1)■ Redução do risco de contaminação graças ao manuseio
automaticamente seguro da placa.

1■ As setas na tampa e na placa, fáceis de visualizar e sentir,
permitem o posicionamento correto de ambas as partes daplaca. (2)■ A troca gasosa contínua e a colocação correta da tampa
são garantidas por saliências na tampa.
■ Os anéis de empilhamento salientes na tampa e no fundo
permitem o empilhamento seguro de várias placas.
■ Para os experimentos de clonagem, a SARSTEDT possui
placas de 35 mm e 60 mm com grade. (3)2■ Para facilitar o rastreamento, mesmo depois de retiradasda embalagem, todas as placas estão identificadas com ocódigo de cor, o número do lote e o prazo de validade. (4)■ Todas as placas para a cultura de células são oferecidas
com três superfícies de crescimento diferentes:
vermelha = células aderentes
amarela = células aderentes exigentesverde= células em suspensão
3

4

8

As placas para cultura de células são embaladas em um
pacote com uma minialça que pode voltar a ser fechada e que
está selada com um lacre de segurança antes de ser aberta
pela primeira vez.

Informação para pedidos
ø/Altura [mm]Superfície decrescimento [cm²]

Grade

Volume de trabalho
recomendado [ml]Embalagem
pacote/caixa

83.3900

35/10

8

sem

3

10/50083.3900.002

35/10

8

com

3

10/50083.3901

60/15

21

sem

5

10/50083.3901.002

60/15

21

com

5

10/50083.3902100/20

58

sem

13

10/50083.3903150/20

152

sem

36

5/100

83.3900.300

35/10

8

sem

3

10/50083.3901.300

60/15

21

sem

5

10/50083.3902.300

100/20

58

sem

13

10/30083.3903.300

150/20

152

sem

36

5/100

83.3900.500

35/10

8

sem

3

10/50083.3901.500

60/15

21

sem

5

10/50083.3902.500

100/20

58

sem

713

10/300Ref.

Códigode cor**= células aderentes= células aderentes exigentes= células em suspensão

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

Raspadoresde células
Para a obtenção simples e completade células aderentes■ Punho ergonômico de poliestireno com peça de mão
com relevo, antiderrapantePosição deraspador■ Lâmina que não agride as células, em material altamenteflexível, semelhante à borracha

Girar a lâmina ¼
para colocá-la na“posição de elevador”■ Transformação simples da lâmina da posição deraspador para a posição de elevador, possível em todos
os raspadores
Posição deelevador■ Três tamanhos: S, M e L■ Embalados esterilizados individualmente, isentos depirogênios/endotoxinas e não citotóxicos

Zellschaber- Vergleich
Raspadores de células– Comparação

Comparação dos raspadores de células
SARSTEDT com quatro raspadores decélulas da concorrência:

80

Células/ml (%)

Podemos ver na figura que, com a ajuda dos raspadoresde células SARSTEDT, foi possível remover uma quantidade
maior de células por ml em comparação com o controle detripsina (96%). Os produtos da concorrência (A, B, C e D)
apresentaram um rendimento de células entre 62% – 84%
em comparação com o controle de tripsina. A qualidade
dos raspadores de células foi comparada cultivando células
nas mesmas condições e as coletando com a mesma
técnica. Por outro lado, a vitalidade das células é de aproximadamente 95% com todos os raspadores de células.

100

60
40
20

Controlo
SARSTEDTSARSTEDT
Trypsindetripsina
Kontrolle

AA

BB
CC
Concorrência
Wettbewerber

D D

Informação para pedidos dos raspadores de células
Comprimento dalâmina [cm]Ref.

Designação

83.3950

Raspador de células
com lâmina de
2 posições

1,35

83.3951

Raspador de células
com lâmina de
2 posições

1,7

83.3952

Raspador de células

1,7Comprimento total
do raspador [cm]Embalagem
blister/caixa

Campo de aplicação

24,0

1/100

• Frascos de cultura de células: T-25
• Placas de 24 poços, 12 poços, 6 poços• Placas para a cultura de células, tubos decultura de células

24,0

1/100

• Frascos de cultura de células: T-75
• Placas para a cultura de células:
35 x 10 / 60 x 15
• Placas de 6 poços, placas de 12 poços

1/100• Frascos de cultura de células: T-175• Roller Bottles• Placas para a cultura de células:
100 x 20 / 150 x 20
• Placas de 6 poços

36,0

9

Placas multipoços

T

10

C

TestedSterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/
non-cytotoxic

Para a cultura múltipla em média até pequena escala, a
SARSTEDT disponibiliza placas multipoços com 6, 12, 24, 48 e
96 poços (wells). As placas são fabricadas em poliestireno
transparente de alta qualidade e caracterizam-se por poços
planos e por um grande nivelamento de toda a placa. O fundo,altamente transparente, é especialmente indicado paramedições microscópicas a partir de baixo. Todas as placas
multipoços são testadas e certificadas de acordo com o selode qualidade “TC Tested” (ver pág. 2).

Características das placas multipoços
SARSTEDT
As dimensões externas das placas multipoços SARSTEDTsão inspiradas no padrão ANSI/SLAS 1-2004: Microplates –Footprint Dimensions e podem ser usadas para análises
em suportes de aparelhos com essas dimensões. Outras
características das placas são:■ Para facilitar o rastreamento, mesmo depois da retirada
da embalagem, todas as placas estão identificadas com ocódigo de cor, o número do lote e o prazo de validade. (1)1■ Para garantir uma orientação rápida durante o enchimento
dos poços, os poços têm uma identificação alfanumérica na
borda (2) e nos espaços (3) entre eles.
■ Através de poços autônomos, é reduzido o risco decontaminação durante a pipetagem. (3) e (4)■ Relevos laterais antiderrapantes na base facilitam omanuseio seguro de toda a placa. As paredes laterais
transparentes da base permitem um controle visual dolíquido. (4)2■ A tampa tem saliências de ventilação e anéis decondensação integrados, que, combinados, garantem a
troca gasosa constante enquanto minimizam a evaporação.
■ Todas as placas multipoços são oferecidas com trêssuperfícies de crescimento diferentes:
vermelha = células aderentes
amarela = células aderentes exigentesverde= células em suspensão

3

4

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

11

Informação para pedidos
Ref.

Códigode cor*Quantidade de poços

Forma dofundo

Superfície de crescimento por poço [cm2]

Volume detrabalho [ml]Embalagem
blister/caixa

83.3920

6

8,87

4

1/50

83.3920.005

6

8,87

4

5/100

83.3921

12

3,65

2

1/50

83.3921.005

12

3,65

2

5/100

83.3922

24

1,82

1

1/50

83.3922.005

24

1,82

1

5/100

83.3923

48

0,64

0,5

1/50

83.3923.005

48

0,64

0,5

5/100

83.3924

96

0,29

0,2

1/50

83.3924.005

96

0,29

0,2

5/100

83.392596–

máx. 0,31

1/50

83.392696–

máx. 0,29

1/50

83.3920.300

6

8,87

4

1/50

83.3921.300

12

3,65

2

1/50

83.3922.300

24

1,82

1

1/50

83.3923.300

48

0,64

0,5

1/50

83.3924.300

96

0,29

0,2

1/50

83.3920.500

6

8,87

4

1/50

83.3921.500

12

3,65

2

1/50

83.3922.500

24

1,82

1

1/50

83.3923.500

48

0,64

0,5

1/50

83.3924.500

96

0,29

0,2

1/50

83.3925.500

96–máx. 0,31

1/50

83.3926.500

96–máx. 0,29

1/50*= células aderentes= células aderentes exigentes= células em suspensão

12

Cultura de esferoides BIOFLOAT™
Os modelos in vitro são essenciais em muitas áreas dapesquisa biomédica. A forma mais comum é a cultura decélulas bidimensionais. Ao transferir os resultados para um
organismo inteiro, muitas vezes ocorrem discrepâncias.
Portanto, o objetivo da cultura celular tridimensional é fechar
essa lacuna entre a condição in vitro e in vivo.

Com a BIOFLOAT™, seus problemas na áreade cultura de esferoides são resolvidos
O estabelecimento de algumas culturas de esferoides difíceis
já pode ser realizado através do uso da superfície de cultura
celular BIOFLOAT™ (por ex. esferoides de hepatócitos primários).

As culturas de esferoides oferecem uma variante simples ebarata da cultura de células 3D. Aqui, as células formam uma
rede celular tridimensional com contatos destacados célula-célula e célula-matriz.

Vantagens da cultura de esferoides■ Contato célula-célula aumentado■ Matriz extracelular destacada■ Modelo in vitro melhorado

Célulascerebrais

Célulaspulmonares

Célulashepáticas

Célulaspancreáticas

CélulasósseasCélulasdentaisCélulasmúsculos cardíacos

Célulasepiteliais

CélulasrenaisCélulasendoteliais

Célulasestromais

Lista detalhada de tiposde células/linhagens
celulares testadas:
sarstedt.com/
biofloat-zt-br

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

13

Perfeitamente redonda – Culturas celulares 3Dcom BIOFLOAT™ Placas de culturas celular
BIOFLOAT™ - As vantagens em resumo

A qualidade confiável da superfície de cultura celular
BIOFLOAT™ possibilita a formação de esferoides perfeitos
mesmo para células difíceis. Aqui também levam-se em
consideração células que não formam esferoides em outros
produtos existentes.

■ Fácil manuseio graças ao revestimento robusto■ Composição definida e isento de materiais estranhos parauma cultura segura com alta reprodutibilidade■ A formação rápida e confiável de esferoides permite
planejar melhor o trabalho diário no laboratório

Controle

Levemente arranhado

Fortemente arranhado

BIOFLOAT™

Dia 8Concorrente A

Dia 4

BIOFLOAT™

Dia 2Concorrente A

Dia 0

Fig.: 100 µl de uma suspensão de hepatócitos humanosprimários com uma concentração de 25.000 células/ml foram
inoculados por poço (equivalente a 2.500 células/poço).
Após a formação do esferoide, 50 μL de meio foram trocados acada 48-72 h.

Fig.: O fundo do poço foi levemente arranhado (uma vez ao
redor com pressão moderada) e vigorosamente (30 s com
pressão forte) usando uma ponta de pipeta padrão. 200 μL
de uma suspensão de células 3T3 com uma concentração
de 30.000 células/mL foram então inoculados por poço(corresponde a 6.000 células/poço).

Você pode adquirir a placa BIOFLOAT™ SARSTEDT esterilizada
e embalada individualmente em uma bolsa de alumínio.
Além disso, ela não contém endotoxinas ou citotóxicos.

Informações do pedido
Número dopedido83.3925.400
83.3927.400

Descrição
Placa de cultura celular, 96 poços,superfície: BIOFLOAT™, fundo redondo
Placa de cultura celular, 384 poços,superfície: BIOFLOAT™, fundo redondo

Experimente grátis
e sem compromisso!
sarstedt.com/
biofloat-br

Número de poços
96
384

Forma
inferior

Embalagem
1 un./bolsa de alumínio
4 un./caixa interna
24 un./caixa

14

Insertos para culturade células

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDTOs insertos para cultura de células SARSTEDT são fáceis demanusear e se destinam a placas para cultura de células.
Junto com nossas placas para cultura de células, os insertos
formam um sistema para a cultura de células de 2 compartimentos, com a ajuda do qual é possível simular muito bem asituação in vivo de células. Por isso, nossos insertos para acultura de células são indicados para a realização de muitos
experimentos complexos na cultura de células e tecidos:■ Estudos de transporte, secreção e difusão

15

Propriedades da membrana
Os insertos para cultura de células dispõem de uma membranade PET (poliéster) e estão disponíveis em cinco tamanhos deporo (0,4 µm, 1 µm, 3 µm, 5 µm e 8 µm) e duas propriedadesóticas (transparente e translúcido). As vantagens de nossa
membrana em PET são:■ Membrana de PET extrafina e de alta qualidade com sulcos
gravados com tamanho de poro definido (fig. 2a).
■ As membranas translúcidas (maior densidade de poros,
turvação ótica), assim como as membranas transparentes(menor densidade de poros), possuem uma densidade deporos mais definida.

■ Experimentos de migração
■ Testes de citotoxicidade■ Co-culturas■ Medições de resistência elétrica transepitelial (TEER)■ Culturas de células primárias

■ Aderência ideal das células devido ao tratamento dos dois
lados da superfície (tratamento para a cultura de células).
■ As propriedades químicas da membrana de PET minimizam
a ligação não específica de moléculas.

■ Culturas de células 3D■ etc.

■ Alta resistência a produtos químicos para que não ocorram
problemas na fixação e coloração das células.

O design muito fácil de usar dos insertos suspensos
para a cultura de células SARSTEDT possui as seguintes
propriedades:■ Membranas soltas continuam planas, para um
processamento posterior e observação microscópica maisconfortáveis (fig. 2b).

■ Carcaça estável de poliestireno (PS) altamentetransparente.
■ Assimetria para uma pipetagem fácil no poço (fig. 1a).
■ Espaçadores impedem que o líquido suba entre o inserto eo poço.
■ Aresta superior rebaixada para uma excelente troca gasosa(ver fig. 1b).

ab

Informações gerais sobre o campo deaplicação dos insertos para a cultura decélulas SARSTEDT:■ As membranas com tamanhos de poro pequenos (0,4 µm,
1 µm) são indicadas para aplicações nas quais a migração
de células através dos poros da membrana não é desejada.
Por exemplo, em experimentos de co-cultura, as células
podem ser cultivadas umas ao lado das outras sem que os
respectivos tipos se misturem.
■ As membranas com poros grandes são recomendadas paraexperimentos nos quais a migração de células através dos
poros deva ser possível na parte inferior da membrana.
Para a realização de estudos de quimiotaxia, invasão e
migração, etc., e de acordo com o tipo de célula, devem
ser usadas membranas com um tamanho de poro de 3 µm,
5 µm ou 8 µm.
■ Devido à elevada densidade dos poros, as membranastranslúcidas com um diâmetro de poro de 0,4 µm permitem
uma difusão basolateral ideal para estudos de transporte,secreção, difusão e citotoxicidade.

Figura 1ab■ As membranas translúcidas também são indicadaspara experimentos de microscopia eletrônica e de TEER
(resistência elétrica transepitelial).
■ As membranas transparentes podem ser usadas tanto paraa microscopia de luz quanto para a eletrônica.

8 µm
Figura 2

16

Os insertos para cultura de células são compatíveis com as
placas para cultura de células correspondentes (ver pág. 12 e
13). Todas as versões são isentas de pirogênios/endotoxinas,
não citotóxicas e embaladas em embalagem estéril individual.

Informação para pedidosØ dosMaterial daporosmembrana[µm]

Espessura Superfície de Volume deDensidade
Propriedades
da memcrescimento trabalho [ml]dos porosóticasbrana [µm] [cm2][poros/cm2]
InsertPoço

Embalagem
blíster/caixa

83.3930.040

PET

0,4

1 x 108translúcido

12

4,5

1–4

2,4 – 4,8

1 / 2483.3930.041

PET

0,4

2 x 106transparente 12

4,5

1–4

2,4 – 4,8

1 / 2483.3930.101 6 p
oços
83.3930.300

PET

1,0

2 x 106transparente 11

4,5

1–4

2,4 – 4,8

1 / 24PET

3,0

2 x 106translúcido

9

4,5

1–4

2,4 – 4,8

1 / 2483.3930.500

PET

5,0

6 x 105translúcido

10

4,5

1–4

2,4 – 4,8

1 / 2483.3930.800

PET

8,0

2 x 105translúcido

11

4,5

1–4

2,4 – 4,8

1 / 2483.3931.040

PET

0,4

1 x 108translúcido

12

1,1

0,2–0,8

1,2 – 2,4

1 / 4883.3931.041

PET

0,4

2 x 106transparente 12

1,1

0,2 – 0,8 1,2 – 2,4

1 / 4883.3931.101 12
83.3931.300 poços

PET

1,0

2 x 106transparente 11

1,1

0,2 – 0,8 1,2 – 2,4

1 / 48PET

3,0

2 x 106translúcido

9

1,1

0,2 – 0,8 1,2 – 2,4

1 / 4883.3931.500

PET

5,0

6 x 105translúcido

10

1,1

0,2 – 0,8 1,2 – 2,4

1 / 4883.3931.800

PET

8,0

2 x 105translúcido

11

1,1

0,2 – 0,8 1,2 – 2,4

1 / 4883.3932.040

PET

0,4

1 x 108translúcido

12

0,3

0,1 – 0,4 0,8 – 1,6

1 / 4883.3932.041

PET

0,4

2 x 106transparente 120,30,1 – 0,4 0,8 – 1,6

1 / 4883.3932.101 24
83.3932.300 poços

PET

1,0

2 x 106transparente 110,30,1 – 0,4 0,8 – 1,6

1 / 48PET

3,0

2 x 106translúcido

90,30,1 – 0,4 0,8 – 1,6

1 / 4883.3932.500

PET

5,0

6 x 105translúcido

10

0,3

0,1 – 0,4 0,8 – 1,6

1 / 4883.3932.800

PET

8,0

2 x 105translúcido

11

0,3

0,1 – 0,4 0,8 – 1,6

1 / 48Ref.

FormatoReady. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

17

Lamínulas para microscopia
Coverglass/lamínulas altamentetransparentes para cultura de células
As lamínulas SARSTEDT encontram aplicação onde quer queseja necessário cultivar, fixar, colorir e examinar ao microscópio em ambiente estéril células aderentes em uma pequena
superfície. O tratamento dos dois lados da superfície e a boa

qualidade ótica do plástico modificado permitem trabalhar
sem problemas com as lamínulas. Todas as versões são
certificadas como estéreis, isentas de pirogênios/endotoxinas
e não citotóxicas.

As lamínulas estéreis podem ser usadas em vários produtos para a cultura de células:Ø [mm]

Embalagem unidades/
caixa de papelão

Placa
35 x 10

Placa de6 poços

Placa de12 poços

Placa de24 poços

Lamínulas

25

200

+

+

83.1840.001

Lamínulas

22

200

+

+

–
–

–
–

83.1840.002

Lamínulas

13

200

+

+

+

+

Ref.

Designação

83.1840

Códigode cor18

lumox®

Os produtos de cultura de células lumox® se caracterizam por
um fundo de filme fino e permeável a gases. Graças à permeabilidade a gases e às vias de difusão curtas, fica garantida
uma excelente troca gasosa. O fundo de filme lumox® possui
uma autofluorescência muito reduzida, em comparação aos
fundos comuns de poliestireno (fig. 1), e apresenta uma
transmissão elevada de luz em comparação aos fundos
comuns de poliestireno ou vidro (fig. 2). A autofluorescência
mínima e a boa transmissão de luz do filme lumox® permitem
uma elevada sensibilidade estável em ensaios e durante a
utilização de técnicas de imagem e leitura. O espectro deutilização dos produtos lumox® vai desde a cultura de células
normal até a análise automatizada de ensaios de células com
base em fluorescência.

Fluorescência relativa [RFU]

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

19

Fundo de filme lumox®
Fundo de poliestireno

Comprimento de onda [nm]Fig. 1 Medição de fluorescência do filme lumox® e do fundo depoliestireno a 330 nm

lumox® – Resumo das vantagens■ Autofluorescência mínima

■ Fundo de filme permeável a gases■ Crescimento excelente■ Ideal para análises microscópicas

Transmissão em [%]■ Elevada transparência

Fundo de filme lumox®
Fundo de poliestireno
Fundo de vidro

Comprimento de onda [nm]Fig. 2 Medição de transmissão de luz. Detecção de sinais
reduzidos, possível principalmente para comprimentos deonda de 200 – 300 nm

Aqui as células simplesmente crescem
melhorA permeabilidade a gases do fundo de filme dos produtos
lumox® oferece muitas vantagens. As células crescem diretamente no limite entre a fase gasosa e líquida, onde o meio decultura não pode agir como barreira de difusão. Graças às viasde difusão extremamente curtas, fica garantida uma troca
gasosa ideal. Por um lado, as células são diretamente alimentadas com oxigênio e, por outro lado, os produtos metabólicos, como por ex. o CO2, podem escapar.

Fig. 3 Troca gasosa através do fundo de filme lumox®

Fig. 4 Não é possível a troca gasosa nos recipientes de culturade células convencionais através do fundo de poliestireno ou
de vidro20

lumox® dish – A placa para cultura decélulas permeável a gases
O lumox® dish é composto por uma tampa transparente depoliestireno e um quadro de poliestireno com fundo transparente, composto pelo filme lumox® fino (25 µm) e permeável agases. O lumox® dish está disponível com um diâmetro de
35 mm e 50 mm. A superfície de cultura pode apresentar
características hidrófilas ou hidrófobas, opcionalmente. Dessa
maneira, é possível cultivar tanto células aderentes em
crescimento quanto células em suspensão em um lumox® dish.
Para outras análises, por ex., a microscopia eletrônica, o filmepode ser separado com a ajuda de um bisturi. O lumox® dish é
certificado como estéril, isento de pirogênios/endotoxinas e
não citotóxico.

Informação para pedidos – lumox® dishø/Altura[mm]

Superfície decrescimento [cm2]

Volume detrabalho [ml]Embalagem embalageminterna/caixa

Placa lumox® dish 35

35/6

6,3

2,5

50/25094.6077.331

Placa lumox® dish 35

35/6

6,3

2,5

50/25094.6077.305

Placa lumox® dish

50/12

20,4

5-10

50/20094.6077.410

Placa lumox® dish 50

50/12

20,4

5-10

50/200Ref.

Designação

94.6077.333

Superfície

Multipoços lumox® – A placa multipoços com
autofluorescência reduzida
As placas lumox® multiwell são compostas por um corpo pretode poliestireno (dimensões padrão) com um fundo transparente de filme lumox® fino (50 µm) e permeável a gases.
Podem ser selecionados os formatos de 24 poços, 96 poços e
384 poços. Todas as versões são certificadas como estéreis,
isentas de pirogênios/endotoxinas e não citotóxicas.

Informação para pedidos – lumox® multiwellSuperfície de crescimento por poço [cm2]

Volume de trabalho
por poço [µl]Embalagem
pacote/caixa

Placas de poços lumox®, 24 poços

1,90

500 – 1500

4

94.6110.024

Placas de poços lumox®, 24 poços

1,90

500 – 150020

94.6000.024

Placas de poços lumox®, 96 poços

0,34

25 – 3404

94.6120.096

Placas de poços lumox®, 96 poços0, 34

25 – 34020

94.6000.034

Placas de poços lumox , 384 poços

0,11

10 – 1304

94.6130.384

Placas de poços lumox®, 384 poços

0,11

10 - 130

20

Ref.

Designação

94.6000.014

Superfície®

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

21

Câmaras para cultura de células x-wellVidro x-well – Removível

As câmaras para cultura de células x-well permitem a culturae a análise de células em uma lâmina de microscópio. Em
conjunto com um acessório de poliestireno, as lâminas demicroscópio formam recipientes de uma ou várias câmaras.
Seja para a execução de análises de fluorescência ou análises
de luz microscópicas em células vivas ou fixadas, para pesquisas individuais ou séries de pesquisas em paralelo, a nossa
gama abrangente de produtos x-well oferece soluções ideaispara suas aplicações. Todos os produtos são certificados como
estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não citotóxicos.

A lâmina de microscópio de vidro em formato padrão combina
as condições de crescimento ideais para as células com
excelentes propriedades óticas. A elevada resistência a
produtos químicos permite ainda a utilização da maior partedos fixadores e corantes.

■ Execução de colorações histológicas e de fluorescência
com eficiência em questão de tempo■ Pequenos compartimentos para a execução econômica
de experimentos■ Lâminas de microscópio com excelentes propriedadesóticas■ Cultura de células aderentes■ Lâmina de microscópio em formato padrão com campopara inscrição
■ Autofluorescência mínima
■ A câmara pode ser solta da lâmina de microscópio sem aajuda de uma ferramenta■ Ampliação ideal até 400 vezes (objetiva 40x)

Coverglass x-well
As câmaras para cultura de células de coverglass x-well têm
uma espessura de fundo de 170 µm, sendo, por isso, especialmente indicadas para a microscopia de alta resolução econfocal.
■ Autofluorescência mínima

■ Alta resistência a produtos químicos■ Lâmina de microscópio em formato curto sem campo para
inscrição
■ Lâmina de microscópio não removível■ Ampliação ideal até 1.000 vezes (objetiva 100x)x-well lumox® – Removível

x-well PCA – Removível
A lâmina de microscópio de PCA das câmaras para cultura decélulas x-well é composta por um plástico da família daspoliolefinas, que, em relação ao poliestireno, tem a vantagem
de apresentar uma autofluorescência mais reduzida e uma
resistência maior a produtos químicos.

A superfície de crescimento da lâmina de microscópio lumox®
x-well é composta pelo filme lumox® permeável a gases.
Graças às excelentes propriedades óticas do fundo do filme,
os produtos lumox® x-well são especialmente indicados para aanálise de células com base em fluorescência.
■ Lâmina de microscópio com filme lumox® fino (50 µm) em
formato padrão com campo para inscrição
■ Autofluorescência mínima e alta transparência

■ Lâmina de microscópio em formato padrão com campopara inscrição

■ A câmara pode ser solta da lâmina de microscópio sem aajuda de uma ferramenta■ PCA apresenta apenas uma autofluorescência reduzida■ Ampliação ideal até 400 vezes (objetiva 40x)

■ A câmara pode ser solta da lâmina de microscópio sem aajuda de uma ferramenta■ Ampliação ideal até 400 vezes (objetiva 40x)

Informação para pedidos – x-wellFormato

PCA

lumox®

Vidro

Coverglass

Superfície decrescimento [cm2]

Volume de trabalho
por poço [ml]Embalagem
blíster/caixa

1 poços

94.6140.102

94.6150.101

94.6170.102

94.6190.102

9

4

6 / 962 poços

94.6140.202

94.6150.201

94.6170.202

94.6190.202

4,4

2

6 / 96

4 poços

94.6140.402

94.6150.401

94.6170.402

94.6190.402

1,9

1

6 / 968 poços

94.6140.802

94.6150.801

94.6170.802

94.6190.802

0,8

0,5

6 / 96Frasco94.6140.002-

94.6170.002

94.6190.002

9

4

6 / 96

22

flexiPERM® – Inserto reutilizável
para a cultura de células
flexiPERM® slide e flexiPERM® micro12

flexiPERM® é um inserto de silicone reutilizável, para a
subdivisão de recipientes de cultura de células e lâminas demicroscópio em unidades de cultura menores. A parte inferior
altamente adesiva do flexiPERM® adere a todas as superfícies
planas, como vidro, plástico ou o filme lumox®.
■ flexiPERM® são câmaras de silicone, adesivas e reutilizáveis
para a cultura de células■ flexiPERM® slide (2) com oito subdivisões e flexiPERM®
micro12 (1) com doze são indicados para pesquisas
em paralelo de células em lâminas de microscópio DIN.
Além disso, eles podem ser usados com e sem lâmina demicroscópio, em combinação com o quadriPERM®.

■ flexiPERM® são hidrófobos e não tóxicos para tecidos

flexiPERM® conA e conB

■ Os insertos para cultura de células flexiPERM® são
resistentes ao calor (até 125 °C), ao frio (até -20 °C) e nãoapresentam sensibilidade a praticamente nenhum produto
químico de laboratório

Os modelos flexiPERM® conA (3) e flexiPERM® conB (4) foram
desenvolvidos para pesquisas de cultura de células especiais
na fisiologia de animais e plantas..
O formato de funil oferece diversas áreas de aplicação na
micromanipulação/microinjeção. Caso seja realizada aobservação microscópica simultânea, é possível realizar
medições intra e intercelulares.

■ Esterilizável por autoclavagem ou etanol 70%■ flexiPERM® são adequados para lâminas de microscópio
DIN e placas para cultura de células■ Os insertos para cultura de células flexiPERM® podem serutilizados para ensaios de longo prazo, com duração deaprox. 2 semanas

flexiPERM® discO flexiPERM® disc (5) subdividido em quatro compartimentos
é ideal para o lumox® dish 50 transparente ou para qualquer
placa para cultura de células com um diâmetro de 50 mm.
O flexiPERM® disc pode ser utilizado no campo da co-culturade diversos tipos de células em um recipiente.

5

1
2

4
3

Informação para pedidos – flexiPERM®
Ref.

Designação

Fig.

Unidades deculturaÁrea de crescimento
por subdivisão [cm2]

Volume de trabalho[µl]Embalagem unidades/
caixa de papelão

94.6011.436

flexiPERM® micro 12

1

12

0,3

100 – 200

594.6032.039

flexiPERM® slide

2

8

0,9

300 – 500594.6077.435

flexiPERM conB

4

1

3,1

2.000 – 3.000

594.6077.434

flexiPERM® conA

3

1

1,1

1.000 – 1.500

594.6034.067

flexiPERM® disc

5

4

1,8

500 – 1.000

5®

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

23

quadriPERM® – Placa para cultura decélulas para pesquisas em paralelo
quadriPERM® é uma placa para cultura de células retangularque oferece várias possibilidades de aplicação e impressiona
com as seguintes vantagens:

Placa para cultura de células para análises
paralelas
O quadriPERM® oferece quatro compartimentos de mesmo
tamanho, nos quais é possível cultivar células paralelamente,
sob as mesmas condições. As células em suspensão podem
ser diretamente cultivadas no quadriPERM®. Para a cultura decélulas aderentes, os produtos x-well, flexiPERM® ou lâminas
de microscópio DIN podem ser colocados nos compartimentos.

Diversos campos de aplicação
Além da cultura de células, o quadriPERM® é indicado para
inúmeras aplicações diferentes. As placas para cultura decélulas podem ser usadas na preparação in situ de cromossomos em estudos de citogenética. Também são possíveis
fixações e colorações histológicas, imunocitoquímicas ou
imunofluorescentes. O quadriPERM® também é adequadocomo recipiente multiuso para a desnaturação, a hibridização
ou a lavagem de membranas. Outras aplicações são:■ Pesquisas em paralelo■ Incubação de lâminas de microscópio■ Imuno-histologia■ Imunocitoquímica

Manuseio fácil■ Hibridização fluorescente in situ (FISH)

No quadriPERM®, as células podem ser alimentadas com um
novo meio de maneira simples e rápida. Além disso, as
dimensões externas de uma placa quadriPERM® estão em
conformidade com o padrão ANSI/SLAS (antigo ANSI/SBS),de maneira que as placas quadriPERM® podem ser usadas sem
problemas em microscópios, assim como todas as placas para
cultura de células da SARSTEDT.

■ Microarranjo de células■ Testes de micoplasmas■ Northern blot, Southern blot ou Western blot

Qualidade certificada
As placas quadriPERM® são certificadas como estéreis, isentasde pirogênios/endotoxinas e não citotóxicas.

Informação para pedidos – quadriPERM®
Ref.

Designação

Superfície de cultura por unidade[cm2]

Volume de trabalho
por unidade [ml]Embalagem
pacote/caixa

94.6077.307

quadriPERM®

24,9

aprox. 10

12/48

quadriPERM® em combinação
com flexiPERM® slide e
flexiPERM® micro 12

24

miniPERM® Biorreator

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDTO miniPERM® é um biorreator fácil de manusear, desenvolvido
para cultura de células eucarióticas (por ex., células demamíferos, de insetos, de plantas) em alta densidade e, assim,
para a produção de biomassa e de produtos de células. A
subdivisão do biorreator em módulos de produção e dealimentação, assim como a cultura rotativa, permitem a produção de produtos de células altamente concentrados em
pequenos volumes. Desta forma, dependendo da linha decélulas, podem ser obtidas densidades celulares superiores a
107 células/ml e concentrações de produto de vários mg/ml.
Assim, o biorreator miniPERM® representa uma alternativa
econômica e eficiente aos frascos para cultura de células eroller bottles comuns e aos sistemas de fermentação.

Os biorreatores miniPERM® são
especialmente indicados para uma
diversidade de aplicações*, por ex.:
■ Cultura de células de hibridoma para a obtenção deanticorpos■ Cultura de células transfectadas para a obtenção deproteínas recombinantes ou para a produção de vírus■ Produtos de biomassa de células eucarióticas e
procarióticas

Vantagens do biorreator miniPERM®:■ Elevadas densidades de células■ Elevadas concentrações de produto■ Manuseio fácil■ Coletas múltiplas■ Diversos tamanhos do módulo de produção

* Literatura:
Belin, V., Rousselle, P. , Production of a recombinantly expressed laminin
fragment by HEK293-EBNA cells cultured in suspension in a dialysis-based
bioreactor, Protein Expression & Purification , 48: 43-48 (2006)
Konstantinov, S. et al., Three-Dimensional Bioreactor Cultures: A Useful
Dynamic Model for the Study of Cellular Interactions, Ann. N. Y. Acad. Sci.
1030: 103-115 (2004)
A pedido, disponibilizamos mais literatura e campos de aplicação!

25

26

Princípio
O biorreator miniPERM® subdivide-se, através de uma membrana de diálise, em um módulo de produção e outro dealimentação (sistema de dois compartimentos). A membrana
de diálise tem uma área de exclusão de 12,5 kDa, de forma
que nem as células, nem os produtos de células secretados(> 12,5 kDa) podem se propagar para o módulo de alimen­tação. Ao mesmo tempo, ocorre o intercâmbio de nutrientes
e de metabólitos celulares através da membrana de diálise.
A troca gasosa ocorre através de uma fina membrana desilicone permeável a gases, do lado virado para fora domódulo de produção.

Módulo de alimentação

Módulo de produção

Produto de células
Glicose
LactatoNH4+
CO2
CélulaO2

Membrana de silicone
Membrana de diálise

Módulos de produção miniPERM®
Os módulos de produção miniPERM® são indicados para
cultura de células em suspensão. Dependendo da escala deprodução, eles estão disponíveis em dois volumes de cultura:■ O miniPERM® classic, com um volume de cultura decélulas de 35 ml, é a unidade de produção ideal para os
laboratórios de pesquisa.
■ O miniPERM® HDC50, com um volume de cultura de 50 ml,
é indicado para a produção de quantidades um pouco
maiores de proteínas e biomassa.

O dispositivo giratório universal
Para obter uma alimentação e eliminação ideal das células nobiorreator miniPERM®, as células são mantidas em suspensão
através de uma rotação contínua. Durante o cultivo, o biorreator miniPERM® gira sobre seu eixo longitudinal em um dispositivo giratório universal, dentro de uma incubadora de CO2, auma umidade relativa do ar mínima de 70%.
O dispositivo giratório universal tem capacidade para até
quatro biorreatores miniPERM®.

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

O biorreator e os acessórios

27

Acessórios miniPERM®
Para o manuseio fácil do biorreator miniPERM® estão
previstos os seguintes acessórios:

Biorreatores miniPERM®
■ miniPERM® estéril:Os módulos de produção e de alimentação estão
interligados, são certificados como estéreis, isentos depirogênios/endotoxinas e não citotóxicos, sendo fornecidoscomobiorreatores descartáveis.

■ Seringas estéreis descartáveis (2 ml e 50 ml)■ Suporte miniPERM®
■ Tampas de rosca estéreis para os módulos■ miniPERM® reutilizável:O módulo de alimentação é autoclavável e pode serreutilizado. Os módulos de produção são certificadoscomo estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não
citotóxicos, e estão disponíveis em embalagem individual,
como artigo descartável.

■ Cânulas estéreis (25G x 5/8”)■ Tubos de enchimento descartáveis
miniPERM® Start-up Support Kit
Neste kit estão inclusos todos os acessórios necessários
para iniciar a cultura, para a amostragem e a coleta.

Informação para pedidos – miniPERM®
Ref.

Descrição

94.6001.059

miniPERM® classic

Biorreator, estéril

2

94.6001.055

miniPERM® classic

Módulo de produção, estéril

4

94.6077.121

miniPERM HDC 50

Biorreator, estéril

2

94.6077.017

miniPERM® HDC 50

Módulo de produção, estéril

4®

Embalagem unidades/caixa de papelão

Informação de encomenda – Acessórios
Ref.

Descrição

94.6001.153

Módulo de alimentação para miniPERM , autoclavável

4

94.6001.054

Suportes para miniPERM®

4

94.6001.036

Tampas de rosca para módulo de produção, estéril

6

94.6077.037

Tampa de rosca para módulo de alimentação, estéril

16

94.6077.135

Cânula Luer, 25G x 5/8“, estéril

100

94.6077.136

Seringa descartável, 2 ml Luer, estéril

100

94.6077.137

Seringa descartável, 50 ml Luer Lock, estéril

60

94.6077.138

Tubo de enchimento 5“, Luer, estéril

94.6001.094

Embalagem unidades/caixa de papelão
®

50

Start-up Support Kit

Quantidadede unidades• Seringa descartável, 50 ml Luer Lock, estéril

8• Seringa descartável, 2 ml Luer, estéril

20• Tubo de enchimento 5“, Luer, estéril

8• Cânula Luer, 25G x 5/8“, estéril

20• Fecho de septo, estéril

6• Suporte miniPERM®

1

1

Informação para pedidos – Dispositivo giratório universal
Ref.

Descrição

Embalagem unidades/caixa de papelão

94.6001.061

Dispositivo giratório universal 115 / 230 V

1

28

Sistema criogênico
CryoPureReady. Set. Grow!  ///  SARSTEDT■ Isento de pirogênio/isento
endotoxinas<0,06 EU/ml

Formato versátil■ Tubos CryoPure com rosca externa e um volume de
1,2 ml a 5 ml para a redução do risco de contaminação. (1)■ Tubos CryoPure com rosca interna e anel vedante desilicone são oferecidos com um volume de 2 ml paraaumentar a capacidade de armazenamento (grade
10 x 10). (1)

Performan
yo Tested ce■ Estéril
De acordo com ISO 11137

Cr

Os recipientes CryoPure da SARSTEDT
para conservação vital foram testados ecertificados para proteção do material
celular (ver também a pág. 2):

29

CE/ IVD/ Sterile/
Pyrogen-/ DNA-/ DNase-/
RNase-free/ non-cytotoxic/
non-mutagenic

Incrivelmente ergonômico

■ Não citotóxico
De acordo com a ISO 10993-5

O mecanismo de fechamento rápido QuickSeal permite abrire fechar ambos os tipos de tampa com formato ergonômico
de maneira segura, com apenas uma volta. (2)■ Não mutagênico
A prova para estimar a isenção de mutagenicidade foi
realizada de acordo com o teste de Ames II

Surpreendentemente variável■ Isento de DNA
DNA humano <0,5 pg/μl, DNA bacteriano <0,02 pg/μl

Através da combinação de tampas de 6 cores diferentes, com
insertos de codificação de 6 cores diferentes, podem ser
obtidas até 36 combinações de cores para a codificação visuale uma identificação fácil das amostras.

■ Livre de DNase/RNase
DNase <1x10–5 U/μl, RNase <1x10–9 Unidades Kunitz/μl■

Design ideal■ O contorno interno ideal do fundo do recipiente dos tubos
CryoPure facilita a coleta de amostras sem resíduos.

Para o armazenamento de materiais celulares e seus
respectivos componentes a temperaturas até –196 °C,
a SARSTEDT oferece um sistema criogênico profissionalcom uma vasta gama de produtos de tubos CryoPure
altamente transparentes.

■ A base é independente. (3)■ A base dos tubos CryoPure permite manuseá-los com
apenas uma mão no CryoRack 40 e na maioria dos outros
suportes de trabalho comuns. (4)

1

2

3

4

30

Tubos CryoPure 1,2 ml com rosca externa
Ref.

Tampa de rosca

Quantidade nominal
de enchimento

72.377

branco1,0 ml72.377.002

vermelho

1,0 ml72.377.004

amarelo

1,0 ml72.377.005

verde

1,0 ml72.377.007

violeta

1,0 ml72.377.992

Mistura de cores

1,0 mlEmbalagem

50/pacote
500/caixa interna
2.000/caixa

Tubos CryoPure 2,0 ml com rosca externa
72.379branco1,8 ml72.379.002

vermelho

1,8 ml72.379.004

amarelo

1,8 ml72.379.005

verde

1,8 ml72.379.006

azul

1,8 ml72.379.007

violeta

1,8 ml72.379.992

Mistura de cores

1,8 ml50/pacote
500/caixa interna
2.000/caixa

Tubos CryoPure 5,0 ml com rosca externa
72.383branco4,5 ml72.383.002

vermelho

4,5 ml72.383.004

amarelo

4,5 ml72.383.005

verde

4,5 ml72.383.007

violeta

4,5 ml72.383.992

Mistura de cores

4,5 ml25/pacote
250/caixa interna
1.000/caixa

Tubos CryoPure 2,0 ml com rosca interna e anel vedante de silicone
72.380branco1,6 ml72.380.002

vermelho

1,6 ml72.380.004

amarelo

1,6 ml72.380.005

verde

1,6 ml72.380.006

azul

1,6 ml72.380.007

violeta

1,6 ml72.380.992

Mistura de cores

1,6 ml50/pacote
500/caixa interna
2.000/caixa

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

Informação para pedidos – Insertos de codificação para tubos CryoPure
Ref.

Cor

Embalagem

65.386

branco100/pacote · 3.000/caixa

65.386.002

vermelho

100/pacote · 3.000/caixa

65.386.004

amarelo

100/pacote · 3.000/caixa

65.386.005

verde

100/pacote · 3.000/caixa

65.386.006

azul

100/pacote · 3.000/caixa

65.386.007

violeta

100/pacote · 3.000/caixa

65.386.992

Mistura de cores

100/pacote · 5 cores · 2.500/caixa

CryoRack 40/Rack de trabalho■ 4 fileiras de 10 aberturas para um total de
40 tubos CryoPure■ Manuseio com apenas uma mão graças à
imobilização do fundo■ Codificação alfanumérica colorida para facilitar
a identificação de amostras■ Antiderrapante graças às bases de borracha

Informação de encomenda – CryoRack 40
Ref.

Embalagem

93.856.040

1/pacote · 10/caixa

31

32

Cryo boxes para o armazenamento
a baixas temperaturas■ Caixas de armazenamento de policarbonato de altaqualidade para o armazenamento a temperaturas até–196 °C■ O código numérico de cada tubo na caixa permite a fácil
identificação da amostra■ Tampa transparente e bases coloridas com grandes
aberturas para uma ventilação rápida
■ Várias versões da caixa para criotubos CryoPure de 1,2/2,0
e 5,0 ml comercialmente disponíveis
■ Capacidade de armazenamento flexível graças a caixas com
dimensões de grade de 5 x 5, 9 x 9 e 10 x 10
■ Autoclavável (121 °C, 20 min)Informações das dimensões
Adequado para tubos Cryo

1,2 - 2,0 ml

1,2 - 2,0 ml

1,2 - 2,0 ml

3,5 - 5,0 ml

Dimensão da grade

5x5

9x9

10 x 109x9Capacidade de armazenamento

25

81

100

81

Tamanho da caixa (LxPxA) em mm

75 x 75 x 52

132 x 132 x 53

132 x 132 x 53

132 x 132 x 95

Rosca interna

Rosca interna e externa

Rosca interna e externa
Ideal para tubos com

Informação para pedidos – Caixas criogênicas
Embalagem

Cor

Ref.

5 / pacote · 20 / caixa

93.872.225

93.873.281

93.874.210

93.875.281

5 / pacote · 20 / caixa

93.872.425

93.873.481

93.874.410

93.875.481

5 / pacote · 20 / caixa

93.872.625

93.873.681

93.874.610

93.875.681

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

33

Cell strainer
Os cell strainers da SARSTEDT oferecem uma solução inovadora, rápida e fácil de manusear para a obtenção de células
em suspensão (culturas de células primárias, citometria defluxo). Eles dispõem de uma malha de nylon e estão disponíveis nos tamanhos de poro 40, 70 e 100 µm.

1Características dos cell strainers
da SARSTEDTAs seguintes características simplificam os processos detrabalho e reduzem o risco de contaminação:■ Identificação rápida do tamanho de poro através demarcação colorida dos produtos – 40 μm (azul), 70 μm(branco)e 100 μm (amarelo). (1)2■ Os cell strainers são esterilizados individualmente e
embalados em um blister, podendo ser retirados demaneira confortável graças ao design fechado em toda a
volta, inclusive na alça. Assim, o risco de contaminação
acidental do filtro pelo toque é minimizado. (2)■ Quatro nervuras na armação resultam na ventilação
contínua durante a filtração. Assim, o risco de o cellstrainer transbordar – o efeito “Air-Lock” – é reduzido ao
mínimo. (3)■ Os cell strainers podem ser empilhados. Isto permite uma
filtração em vários níveis das células em suspensão, por
ex., após a digestão orgânica para a obtenção de células
primárias. (4)

3

4

5

6

■ Os cell strainers são compatíveis com tubos decentrifugação padrão de 50 ml. (5)■ O adaptador permite a utilização com muitos outros
tubos de diâmetro menor (tubos FACS de 15 ml, 5 ml,Ø 17 x 100 mm, Ø 12 x 75 mm). (6)■ Os cell strainers e o adaptador são certificados como
estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não
citotóxicos.

Informação de encomenda – Cell strainers
Ref.

DesignaçãoTamanho de poro [µm]Código de cor

83.3945.040

Cell strainer, estéril

40

1 / 5083.3945.070

Cell strainer, estéril

70

1 / 5083.3945.100

Cell strainer, estéril

100

1 / 5083.3945.999

Adaptador para cell strainer––

Embalagem blíster/caixa

1 / 2534

Filtropur V e Filtropur BT
A gama de produtos Filtropur é adequada para filtrar soluções
aquosas (por ex., meios de cultura celular) e abrange unidadesde filtração para os mais diversos volumes. As membranas defiltração estão disponíveis com diversos tamanhos de poro e,
por isso, oferecem uma vasta gama de utilizações. A gama deprodutos Filtropur caracteriza-se pela sua variedade, economia e rapidez:■ O Filtropur V e o Filtropur BT estão disponíveis com trêstamanhos de poro (0,45 µm, 0,22 µm e 0,1 µm).

Filtração a vácuo Filtropur V e Filtropur BT■ A membrana PES permite um rendimento elevado
reduzindo, ao mesmo tempo, a duração da filtração é
caracterizada por uma absorção reduzida de proteínas.

O Filtropur V e o Filtropur BT foram desenvolvidos principalmente para aplicações no campo da cultura celular e são
equipados com filtros de membrana de poliéterssulfona (PES).
Assim, estes produtos são ideais para a esterilização a frio demeios para cultura celular e soluções aquosas de proteína.

■ A membrana PES de 0,1 µm serve para a prevenção eremoção efetivas de micoplasmas das soluções.
■ Frascos de colheita esterilizados, estáveis e de formato
ergonómico estão disponíveis para volumes de 250 ml a1000 ml.

■ O Filtropur V e o Filtropur BT são certificados como
esterilizados, isentos de pirógenos/endotoxinas e nãocitotóxicos.

Unidades de filtração a vácuo*Ref.

Designação

Volume defiltração [ml]

Ø membrana[mm]

Membrana/
Tamanho do poro

Embalagem
pacote/caixa

83.3940.501

Filtropur V 25

250

50

PES/0,22 µm

1/12

83.3941.500

Filtropur V 50

500

75

PES/0,45 µm

1/12

83.3941.501

Filtropur V 50

500

75

PES/0,22 µm

1/12

83.3941.502

Filtropur V 50

500

75

PES/0,1 µm

1/1283.3942.500

Filtropur V 100

1.000

91

PES/0,45 µm

1/12

83.3942.501

Filtropur V 100

1.000

91

PES/0,22 µm

1/12* Todas as unidades de filtração são acompanhadas de uma tampa de rosca em embalagem estéril para o recipiente de coleta.

Filtro superior de frasco para recipientes de armazenamento, máx. 45 mm de diâmetro externo
Ref.

Designação

Volume defiltração [ml]

Ø membrana[mm]

Membrana/
Tamanho do poro

Embalagem
pacote/caixa

83.3940.511

Filtropur BT 25

250

50

PES/0,22 µm

1/24

83.3941.510

Filtropur BT 50

500

75

PES/0,45 µm

1/24

83.3941.511

Filtropur BT 50

500

75

PES/0,22 µm

1/24

Recipientes de coleta de filtração para FiltropurRef.
83.3940.505
83.3941.505
83.3942.505

Designação
Recipientes decoleta para
Filtropur

Volume defiltração [ml]VersãoEmbalagemsaco/caixa

250

Com tampa de rosca desenroscada

1/24

500

Com tampa de rosca desenroscada

1/24

1.000

Com tampa de rosca desenroscada

1/24

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

35

Filtropur S, Filtropur S plus
e Filtropur L
Filtropur S, Filtropur S plus e Filtropur L

Filtropur S e Filtropur S plus

Os Filtropur S, Filtropur S plus e Filtropur L são adequadospara a filtração de soluções aquosas e se caracterizam ainda
pelas seguintes propriedades:

Os filtros de seringa Filtropur S e Filtropur S plus são muitas
vezes utilizados para a filtração estéril de meios de cultura decélulas, aditivos para a cultura de células e tampões, já queremovem de maneira confiável micro-organismos e partículas
das soluções a serem filtradas. Os filtros de seringa estão
disponíveis em tamanhos de poro de 0,2 µm e de 0,45 µm.

■ Baixa adsorção de proteína e alta taxa de vazão atravésda utilização de membranas Filtropur■ Reduzido volume morto■ Estéreis, isentas de pirogênios/endotoxinas e não
citotóxicas■ Biocompatibilidade graças ao pré-filtro GF 100% isentode aglutinantes e às membranas 100% isentas desurfactantes

Filtropur L
Os produtos Filtropur L são disponibilizados prontos para uso
e possuem uma membrana de polietersulfona (PES) com
pré-filtro de fibra de vidro (GF) integrado. Em combinação
com uma bomba de membrana, os filtros Filtropur L são
adequados para a filtragem estéril rápida de meios de culturade células e soluções aquosas com um volume de até 10 litros.
Os filtros Filtropur L estão disponíveis com um Luer Lock ou
uma entrada venosa para bico de mangueira.

Informação para pedidos – Filtropur
Ref.

Designação

Aplicação

Ø membrana[mm]

Membrana/
Embalagem
Tamanho do poro pacote/caixa

83.1826

Filtro de seringa
Filtropur S 0,45

Limpeza intensa/
Clarificação

28

PES /
0,45 µm

1/50, estéril

83.1826.001

Filtro de seringa
Filtropur S 0,2

Filtração estéril

28

PES /
0,2 µm

1/50, estéril

83.1826.102

Filtro de seringa
Filtropur S plus 0,2

Filtração estéril/paraaumentar o volume
de filtração total

28

CA/GF /
0,2 µm

1/50, estéril

83.3944

Filtropur L 0,2 S*
Entrada: conector
de tubo

Filtração estéril

64

PES/GF /0,2 µm

1/50, estéril

83.3944.001

Filtropur L 0,2 LS*
Entrada: Luer-Lock

Filtração estéril

64

PES/GF /0,2 µm

1/50, estéril* Para filtração sob pressão

Informação para pedidos – Acessórios
Bestell-Nummer

Designação

Embalagem

83.1850

Bomba de membrana com kit de tubos flexíveis, lavador em aço inoxidável e adaptador
de tubos flexíveis para Filtropur L

1/caixa

36

Pipetas serológicas
Automatic-Sarpette®

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

37

Pipetas serológicas■ Fabricadas em poliestireno transparente■ Maior volume de pipetagem graças à escala negativa■ Modo de trabalho variável graças à contraescala■ Bocais otimizados para encaixe universal nos pipetadores
mais comuns■ As saliências de guiamento no bocal das pipetas de
25 ml proporcionam um encaixe estável no adaptador deadmissão do pipetador■ Identificação fácil do volume graças ao código de corinternacional em todas as embalagens de blister■ Embalagem fácil de abrir, antiestática■ Disponível esterilizada individualmente* ou 25 unidades
embaladas em pacote* As pipetas estéreis em embalagem individual estão certificadas como
isentas de pirogênios/endotoxinas e não citotóxicas.

Informação para pedidos – Pipetas sorológicas de 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml
Códigode corEmbalagem
unidade/pacote/caixa

Ref.

Volume total/Graduação

Versão86.1251.001

1 ml

1/100 ml

Com filtro, esterilizadas individualmente

100/1.000

86.1251.025

1 ml

1/100 ml

Com filtro, estéreis com 25 unidades

25/1.000

86.1252.001

2 ml

1/100 ml

Com filtro, esterilizadas individualmente

100/1.000

86.1252.025

2 ml

1/100 ml

Com filtro, estéreis com 25 unidades

25/1.000

86.1253.001

5 ml

1/10 ml

Com filtro, esterilizadas individualmente

50/50086.1253.025

5 ml

1/10 ml

Com filtro, estéreis com 25 unidades

25/50086.1254.001

10 ml

1/10 ml

Com filtro, esterilizadas individualmente

50/50086.1254.025

10 ml

1/10 ml

Com filtro, estéreis com 25 unidades

25/50086.1685.001

25 ml

2/10 ml

Com filtro, esterilizadas individualmente

25/20086.1685.020

25 ml

2/10 ml

Com filtro, estéreis com 20 unidades

20/20086.1256.001

50 ml

1/2 mlCom filtro, esterilizadas individualmente

30/90

Pipeta de aspiração, poliestireno■ Para a aspiração de líquidos com bomba de vácuo■ Em embalagem individual, estéril de papel/plástico com
película “peel-off”■ Isentos de pirogênios/endotoxinas e não citotóxicos■ Sem impressão, sem filtro de algodão

Informação para pedidos da pipeta de aspiração
Ref.

Volume total/Graduação

VersãoEmbalagem unidades/caixa de papelão

86.1252.011

2 ml/sem graduação

Sem filtro, sem impressão,esterilizadas individualmente

1/1.000

38

Automatic-Sarpette®
O Automatic-Sarpette® da SARSTEDT com um novo design
ergonômico permite trabalhar de forma confortável e sem
cansaço, mesmo no caso de pipetagens em série prolongadas:■ Design ergonômico e excelente distribuição do peso
■ Operação com apenas uma mão para um trabalho
confortável■ Velocidade da bomba regulável em 3 níveis
■ Comando preciso e sensível da velocidade de enchimento ede débito através de dois botões de pipetagem■ Excelente assentamento de todas as pipetas de plástico ede vidro, graças ao suporte de pipetas de silicone de vários
níveis■ Enchimento de uma pipeta de 50 ml em menos de
10 segundos com o motor à potência máxima
■ Motor da bomba silencioso para um trabalho agradável■ Bateria NiMH com um tempo de operação de até 8 horas■ Indicador LED para controlar a carga da bateria

Informação para pedidos – Automatic-Sarpette®
Ref.

Designação

Embalagem

90.189.200

Automatic-Sarpette incluindo carregador UE, suporte de mesa, suporte de parede, 2 filtros dereposição (0,45 μm e 0,20 μm)

1 un./cx. papelão

90.189.202

Automatic-Sarpette® incluindo carregador GB, suporte de mesa, suporte de parede, 2 filtros dereposição (0,45 μm e 0,20 μm)

1 un./cx. papelão

90.189.203

Automatic-Sarpette® incluindo carregador EUA, suporte de mesa, suporte de parede, 2 filtros dereposição (0,45 μm e 0,20 μm)

1 un./cx. papelão

90.189.204

Automatic-Sarpette incluindo carregador AUS, suporte de mesa, suporte de parede, 2 filtros dereposição (0,45 μm e 0,20 μm)

1 un./cx. papelão

90.189.205

Automatic-Sarpette® incluindo carregador KR, suporte de mesa, suporte de parede, 2 filtros dereposição (0,45 μm e 0,20 μm)

1 un./cx. papelão

90.189.220

Filtro de reposição para Automatic-Sarpette®, tamanho do poro: 0,45 μm

5 un./pacote

90.189.221

Filtro de reposição para Automatic-Sarpette , tamanho do poro: 0,2 μm

5 un./pacote

90.189.222

Adaptador de silicone para Automatic-Sarpette®

1 un./pacote

90.189.223

Baterias de reposição para Automatic-Sarpette®

2 un./pacote

®

®

®

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

Tubos cônicos, volumes de 15 ml e 50 ml, estéreis
■ O polipropileno (PP) particularmente transparente permite uma boa
visualização do material da amostra■ Escala impressa e campo para inscrição
■ Graduação e campo para inscrição resistentes ao etanol e ao metanol■ Centrifugáveis até 20.000 x g* (Exceção: 62.559.001 até 8.000 x g)
■ Estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não citotóxicos
Ref.

Volume [ml]Comprimento[mm]

Ø [mm]

VersãoEmbalagem pacote/caixa

62.559.001

50

115

28

com base, tampa vermelha, montada

25/30062.547.004

50

114

28

Tampa vermelha, montada

25/Suporte de isopor/300

62.547.254

50

114

28

Tampa vermelha, montada

25/30062.554.002

15

120

17

Tampa vermelha, montada

50/Suporte de isopor/500

62.554.502

15

120

17

Tampa vermelha, montada

50/500* Com uma densidade de líquido de 1,06 g/ml e acessórios de centrífuga adaptados ao fundo cônico dos tubos, testado a 20 °C durante 30 minutos.

Tubos de cultura de células, PS transparente, estéril
Os tubos de poliestireno pré-tratados com tampa de rosca são
especialmente indicados para:■ Cultura de pequenas populações de células■ Cultura de suspensões ou de monocamadas■ A tampa de rosca permite uma ventilação regular e um
fechamento hermético das células
Ref.

Volume [ml]ComprimentoØ [mm][mm]VersãoEmbalagem pacote/caixa

83.9923.945

15

125

16

Tampa vermelha, tratamento para a culturade células

5/1.000

83.9923.943

12

99

16

Tampa vermelha, tratamento para a culturade células

5/1.000

83.9923.929

10

97

16

Tampa vermelha, fundo cônico,
tratamento para a cultura de células

5/1.000

Tubo com fecho de 2 posições, estéril
A tampa de ventilação tem duas posições. Na primeira posição, com a tampa
levemente pressionada, ocorre uma ventilação no interior do tubo. Se pressionada
até o final, a tampa passa para a segunda posição, garantindo um fechamento
hermético.
Ref.

VolumeComprimentoØVersãoEmbalagem pacote/caixa

55.526.006 PP

5 ml

75 mm

12 mm

sem impressão

25/1.000

55.476.013 PS

5 ml

75 mm

12 mm

sem impressão

25/1.000

62.526.028 PP

5 ml

75 mm

12 mm

escala impressa

embalado individualmente, estéril • 500/caixa

62.476.028 PS

5 ml

75 mm

12 mm

escala impressa

embalado individualmente, estéril • 500/caixa

62.515.006 PP

13 ml

100 mm

16 mm

escala impressa

25/50062.515.028 PP

13 ml

100 mm

16 mm

escala impressa

embalado individualmente, estéril • 500/caixa

Para mais versões da nossa gama de tubos, consulte o nosso “Tube Finder”, em www.sarstedt.com.

39

Em caso de dúvidas:
Teremos prazer em ajudar!

SARSTEDT Ltda.
Rodovia Marechal Rondon, km 126
Avecuia
CEP 18546-412
Porto Feliz – SP
Tel.: +55 11 4152 2233
info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com

BRO_49_215_0700_2925_NF  Esta publicação pode conter informações sobre produtos que podem não estar disponíveis em todos os países.  
Reservados os direitos a alterações técnicas

Visite o nosso site:www.sarstedt.com