標準機能

本体仕様

項目

仕様・備考

項目

機能
画像表示

／表示（16種類）、階調表示

1024／256／64／16階調、表示機能

等温帯表示、表示、他

画質改善−、、可動点、温度

内温度計測

四角、円、楕円、多角形（各最大3内 最高・最低・平均温度 表示）（同一開口使用時）

基本性能

計測・解析

同時計測

強調

（最高×1、最低×1）、2点間温度差

水平、垂直
四角、円、楕円、多角形、
温度補正機能

記録・出力

ASCII

出力
出力

-10℃〜1200℃

温度分解能

0.025℃ at 30℃

温度精度±2℃ (測定レンジ100℃以下)
環境温度：10～40℃においてレンジフルスケールの ±2 % (測定レンジ100℃以上)

検出器画素数

640
（H）
×512
（V）
画素

測定視野角

21°
（H）
×17°
（V）
（標準

空間分解能

0.6mrad（標準

測定距離範囲30cm〜∞（標準搭載時）搭載時）：*.asc、*.csv、*.txt、*.xls：*.bmp、*.gif、*.pcx、*.jpg、*.jpeg、*.png、*.tif、*.tiff
簡易Gig-E：10Gig-E（最大355Hz）

入力1ch、外部同期収録用入力（TTL）、円)：入力2ch、出力2ch

消費電力

45W Typ.

外形寸法244mm(H)×120mm(W)×160mm(D)（突起部、、含）（フルフレーム：オプション）

質量

3.3kg

（ウィンドイング640×2）

動作環境温度／湿度-20℃〜＋50℃、90％RH以下（結露）

保存環境温度／湿度-40℃〜＋70℃、90％RH以下
（結露）

標準付属品

高機能
電源(Typ.

355Hz

含

高感度

解析
（CD）、、Ethernet（3ｍ）、、取扱説明書

0.025℃

高解像度

仕様・備考

測定視野角 11゜(H)×9゜(V)、測定距離 50cm〜

4倍望遠

測定視野角 5.5°(H)×4.4°(V)、測定距離 150cm〜

2倍視野拡大測定視野角 44°(H)×36°(V)、測定距離 10cm〜75μm近接望遠

測定視野範囲：48mm(H)×38mm(V)、

50cm

15μm顕微鏡

測定視野範囲：9.6mm(H) ×7.7mm(V)、

19.5cm5μm顕微鏡測定視野範囲：3.2mm(H) ×2.6mm(V)、2.2cm

高温〜2000℃

640×512画素

測定温度範囲：400℃〜1700℃、2.2～2 .6μｍ

測定

測定温度範囲：100℃〜1000℃、5.3μｍ

火炎除去

測定温度範囲：150℃〜1700℃、3.9μｍ

温度校正

火炎測定
同時計測用温度校正

機能追加

TEL 052-951-2926

FAX 052-971-1327

TEL 06-6304-7361

FAX 06-6304-7363

TEL 092-686-1960

FAX 092-686-1961

連続最大3対高速化 I/F、10Gig-E、最大355Hz（機能付 （機構複数選択可

校正出力）

拡張（HW）、電動）、13bit制御）

IRBIS Professional

高機能解析他

FAX 045-930-3597

320×256、160×128、640×2
入力2ch、出力2ch（拡張（HW）

校正証明書
検査成績書
（付）

輸出許可等、必要 手続。詳弊社販売員。 、写真 色 印刷

安全 関

TEL 045-287-0303

取相談
実際。
規制品以外 製品 「。 ●記載
会社名及 商品名
色 多少異場合。

規制対象品」
、
各社

商品

注意

使用 際 、製品 添付
取扱説明書 「警告・注意事項」
読上、正使。高温、多湿、水、、腐食性
多 場所 設置。

問 合、 用命 下記

熱解析！

営 業 部 〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4475 島村

中 部 支 店
西 日 本 支 店
福 岡 営 業 所

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸内3-17-6

丸内〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1-11-16新大阪CSP〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町2-245μm

測定温度範囲：150℃〜1700℃、4.24μｍ
用温度校正

複数

最小分解能
（オプション：5μm顕微レンズ時）

越★記載 赤外線装置 外国為替外国貿易法 規制「規制品」 該当。
日本国外 持 出 際、日本国政府。グループＡ（経済産業省：輸出貿易管理令別表第3表参照）
以外
輸出 場合（、使途・販売先）
日本国 許可 必要
場合
登録商標
。●
中 画面合成。 ●記載 仕様・・価格等 改善
予告
変更
場合事業部

5000Hz）

2倍望遠

商標

https://www.avio.co.jp/

超高速AC100〜240V■

お客様の計測内容に対応したソフトウェア製作、システムアップをいたします。
是非ご相談ください！

ｾﾝｼﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ

H9000

AC電源

項目、Thermo HAWK搭載時）

14bit

深度

画面

■ 図形設定(ハイエンド赤外線サーモグラフィシステム

：電動

記録機能

Word形式、定型：2000℃

205Hz
（）
、570Hz（320×256）、 最大フレームレートは 積分時間に依存
オプション：355Hz (フルフレーム)
1000Hz（160×128）、5000Hz（640×2）

他■

測定温度範囲内最高/最低/平均

静止画、動画、外部

MTTF：10000時間方式
2〜5.7μm

多点放射率補正、放射率逆算機能

収録）
二次元

測定波長

放射率補正、環境温度補正
（NUC）
、距離補正

放射率補正

備考

InSb
（

検出器冷却方式

設定
設定（最大2000階調）

表示（1〜12倍）、、画像
合成（*.jpg、*.png等）

温度計測

複数仕様

検出器

HAKATA606号室● 本カタログの記載内容は2022年3月現在のものです。

CAT.NO.430-010-J

2203-00-Rv3

最 高 峰 の ハ イ エ ンド カメラと 、国 内トップ メ ー カ ー の 技 術 力 を 結 集

熱の一瞬を切り撮る

クラス最速レベルのフレームレート (当社調べ)■ フルフレーム時 ： 205Hz オプションで最大355Hz■ ウィンドウイング時 ： 1000Hz（160×128画素）■ ラインスキャン時 ： 5000Hz（640×2画素）■ 最小積分時間：最速 1μs

一瞬の現象を逃さない、多彩な同期収録機能■ フレームの遅延が無い正確な外部同期（syncモード）■ フレームと同期して他の機器と連携できるロックイントリガ出力（オプション）■ 必要な速度と感度に合わせて柔軟に可変できるフレームレート■ ダイナミックな温度収録を実現する複数レンジ同時計測機能（最大3レンジ）

国 内トップ ブ ランド の 豊 富 な 経 験 とノウ ハ ウ で 、お 客 様 の ハ イレ ベ ル な ニ ー ズ に 最 高 の ソリュー ション で お 応 えしま す

スペクトラル・サーモグラフィ

カスタム・ソリューション例

・石英ガラス越しの計測・シリコンウェハのクラック検査
・ガス漏れの検出・ロックイン解析システム
・回転体同期計測システム
・爆発試験・評価システム

短波長計測とオプションフィルタの組合せで広がるアプリケーション

ハイスピードテストベンチ自動収録装置
自動車産業における摩耗部品の品質および寿命に対する要求が高ま■ ガラス越しフィルタ■ ガラス測定フィルタ

るにつれて、関連するアセンブリおよび部品に関する詳細な信頼性評■ 火炎除去フィルタ■ 火炎測定フィルタ価が求められています。本装置は、ブレーキ、クラッチ、タイヤなどの回転部品のテスト用ソリューションです。測定対象は、数キロヘルツまでのフレームレートでスキャンされます。そのため、外部同期トリガ機

短波長領域の感度特性を生かし、シリコ能により、自動的にデータ収集が開始されます。

ンウェハのクラックや異物の検出、温室

当社は、お客様のご要求に合わせた特注システムの開発を行います。

効果ガスや有害ガスの検出など、一般的な非冷却型サーモグラフィカメラでは捉

ハイスピード・サーモグラフィ

・エアバッグなどの爆発現象
・ブレーキ、タイヤなどの回転部品・高速のインライン計測・車載によるインフラ設備の点検

極めて微細な温度を撮るえられない世界を可視化します。
また、オプションのバンドパスフィルタと電球ガラス越し計測の併用により、ガラス越しや火炎越しでの計測、あるいは火炎やガラスの温度測定などといった、多彩なアプリケーションの実現が可能です。
エアバッグ爆発の瞬間

ブレーキ操作時

走行中のタイヤ冷却型赤外線検出素子による高い基本性能■ 高温度分解能：0.025℃（at 30℃ 画質改善なし）■ 高空間分解能：640×512画素■ 最小空間分解能 ：5μm（オプションレンズ装着時）計測対象に合わせた、豊富なオプションレンズ
■ 4倍・2倍望遠レンズ■ 2倍視野拡大レンズ■ 75μm近接望遠レンズ■ 15μm顕微レンズ■ 5μm顕微レンズ

微小物用レンズでもワーキングディスタンスが長く、作業性が高い

特注ソフトウェア開発例（ブレーキローター）

電球ガラス表面計測

アクティブ・サーモグラフィ

ロックイン・サーモグラフィ

・複合材料の内部欠陥検査
・コンクリートの剥離診断
・航空機のハニカムパネル検査

・部品の疲労耐久試験
・ソーラーセルや電子部品のショート・リーク箇所の特定アクティブサーモグラフィは、素材の内部欠陥など、発熱しない物体

ロックイン・サーモグラフィは、パルス信号と同期する熱負荷を対象の非破壊検査に最適な手法です。外部から熱を加えること（励起）で物に掛けながら熱画像を収録し、演算処理を加えて微小な温度差を温度差を作り、検査を行います。熱拡散が早い素材の場合はランプ検出する手法です。同期する遅延時間を調整することにより、故障等のフラッシュ加熱で励起し、熱が移動する瞬間を高速に捉えるこ個所の深さの推定や問題発生個所を明確にすることが可能になりとで内部欠陥を特定します。超音波などの手法と比較して広範囲をます。これにより、微細化・積層化した電子部品のショートやリーク一度に計測できるため、検査時間の短縮に役立ちます。

による発熱箇所の特定が可能になり、製品の故障原因の究明や信カーボンパネルの打痕検査や接着異常、航空機のハニカムパネル頼性の評価に有効です。また、引張・屈曲などの応力測定にも有効への水の浸入検査などに利用されています。

で、自動車ハブや足回り部品等の疲労耐久試験・検査にも利用されています。

マイクロ・サーモグラフィ

・電子部品や素子の熱設計
・微細加工時の温度変化の測定
・生体の組織や細胞の温度変化
・微小物の異物混入検査

75μm近接望遠レンズ

WD : 50cm

15μm顕微鏡レンズ

WD : 20cm

5μm顕微鏡レンズ

WD : 2.2cm

アクティブサーモシステム

複合材料検査ソーラーセルのリーク検査