承認

査閲部長

営業G M

作成
マーケG MマーケG

天

組込･システム用 サーモグラフィ カメラモジュール

C50シリーズ
自社のシステムに組み込める！

PoE対応、LANによる複数台接続が可能

データサーバの温度管理

電気設備の温度管理

樹脂成型品の温度管理

主な特長
赤外カメラと可視カメラを搭載！
１台でシステム構築が可能
２つのレンズの距離が近いので赤外線画像と可視画像のズレが小さくほぼ同軸の撮影がおこなえる

小型・軽量なカメラモジュール

可視カメラ

LEDライトわずか100gの小型・軽量
取り付け場所のスペースに合わせた柔軟な設置が可能
赤外カメラ

PoE給電と複数台接続
付属のIF中継BOXにPoE給電機能を搭載、カメラへの電源供給が不要
LANによる複数台のシステム構築が可能

優れた耐環境性能
IP54に準拠した防塵防滴構造※IF中継BOXは、C50A-IE/C50B-IEのみ対応
IF 中継 BOX C50X IE

ソフトウェア開発キット（SDK）を無償提供
C50シリーズを使ったアプリケーションソフトを構築するための開発支援ツール ※Windowsに対応
・カメラの制御、熱画像の保存
・温度レンジ切り替え
・IPアドレス変更
・自己診断機能 など

新進電機株式会社製 ソフトウェアの利用で監視システム構築も可能
4台のサーモグラフィを簡単に設定､測定､判定､保存が可能

地

テンプレート使用時の注意点 ～必ずお読みください～①用紙サイズの変更やトンボの移動、変形などは絶対にしないようお願いします。
②フチ無し印刷をご希望の場合は、「ヌリ足し」まで色や写真を配置してください。
③透過性や半透明、パターンなどは変換が正常に出来ない場合がございます。

このドキュメントのサイズは幅290ｍｍ×高377ｍｍになります。

天仕様
C50A-I

接続例

耐環境モデル

省スペースモデル項目

C50B-I

C50A-IE

C50B-IE

PoE HUB

カメラモジュール
熱画像

測定視野角※1

35°(H)ｘ35°(V)

70°(H)ｘ70°(V)

35°(H)ｘ35°(V)

70°(H)ｘ70°(V)IF中継BOX
可視画像

70°(H)×70°(V)30cm～∞※2

熱画像

240(H)×240(V)画素

可視画像

720(H)ｘ720(V)画素フォーカス

C50A-I/IE

レンジ１：-20℃～+120℃

レンジ２：0℃～+350℃※4、温度分解能0.1 at 30℃

温度精度±2℃ or ±2％※5（NUC実行１分後）
熱画像

7.5Hz

可視画像

7.5Hz
-20℃～+70℃

IF中継BOX

0℃～+40℃

カメラヘッド

約30(W) x 130(D) x40(H) mm

外形寸法※突起部、ケーブル含まず

IF中継BOX

約65(W) x 97(D) x37(H) mm

カメラヘッド質量

IF中継BOXIF中継BOX

0.67

0.67

外形寸法

垂直
視野範囲
[m]

1.3

1.3

5.3×5.3

17 ±1.6(1.5)

IP54相当40 ±2

IF中継BOX（C50A-I / C50B-I）

LAN

電源供給

PoE ：IEEE802.3af 対応

標準添付品

カメラ校正データ（USBメモリに内蔵）

15 ±1.6129 ±4101 ±3IP54相当

外部インターフェース

水平視野範囲[m]（単位：ｍｍ）

約1,500g-[水平mm×垂直mm]

30 ±2約200(W) x 170(D) x 60(H) mm

約200g

垂直視野範囲[m]

2.8×2.8

約100g

カメラヘッド防塵・防滴構造1

水平視野範囲[m]

カメラヘッドカメラヘッド
動作環境温度[水平mm×垂直mm]

C50B-I/IE
最小検知寸法65

三脚座で固定可能(1/4-20NUC)

IF中継BOX（C50A-IE / C50B-IE）

(5)

120

170

97

200

データ転送レート

最小検知寸法

測定距離[m]固定（パンフォーカス）測定温度範囲

※参考値

(29)

画素数

測定距離 と 測定視野10cm～∞※3182

10cm～∞※3※1 公差：±5％ ※2 温度精度の保証範囲は100cm~ ※3 温度精度の保証範囲は30cm~※4 カメラヘッドの動作環境温度：15℃以上の場合（15℃未満の場合：0℃～+300℃)※5カメラヘッドの動作環境温度：0℃～40℃（それ以外：±4℃ or ±4％）

37
(2.6)

(60)

30cm～∞※2

測定距離範囲Microsoft、Windowsは、米国および他国によるMicrosoft社の登録商標です。
上記に記載されている製品名は各社の商標または登録商標です。

4xΦ6外部取付用穴
表面からネジ止め
推奨ネジ：M5ナベ
ネジ長さ20ｍｍ

C50 を さらに ご活用いただけるソフトウェア

SDK 仕様新進電機株式会社 製
サーモグラフィ 多点温度監視システム 「SSD-THERMO」
機能範囲

設定、トレンド、熱画像分布表示、保存、Web表示、警報メール

特徴

4台のサーモグラフィを簡単に設定、測定、判定、保存できます

機能追加

・取込みタイミング用入力信号対応
・警報出力（環境、仕様により選定いたします）
・画面レイアウト変更（別途お見積になります）

開発環境

CPU

Intel core i5 7th Gen 以上

RAM

2GB以上

ハードウェア インターフェース
HDD容量動作環境

LAN（PoE給電：IEEE802.3af 対応）
900MB（ライブラリ本体）

ソフト
OSウェア

Windows10
Professional Edition 64bit

Windows

Microsoft Visual Studio 2017
（C++、C#）

本製品に関する注意事項●記載の赤外線サーモグラフィ装置は外国為替および外国貿易法の規定によりキャッチオール規制貨物等に該当します。日本国外に輸出する場合は仕向地および使用者の業種、使用目的によっては日本国政府の輸出許可が必要です。
●記載されている会社名及び商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●カタログ中の画面はハメコミ合成です。
●記載の仕様・デザイン・価格等は改善のため予告なしに変更する場合があります。また、写真の色は印刷のため実 際の商品の色と多少異なる場合があります。

安全に関するご注意
ご使用の際は、製品に添付されている取扱説明書の「警告・注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。高温、多湿、水、ほこり、腐食性ガスの多い場所に設置しないでください。

https://www.avio.co.jp/
センシングソリューション事業部

お問い合わせ、ご用命は下記まで

本社営業部 〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4475島村ﾋﾞﾙ
TEL 045-287-0303 FAX 045-287-0307
中部支店〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-17-6 ﾅｶﾄｳ丸の内ﾋﾞﾙ
TEL 052-951-2926 FAX 052-971-1327
西日本支店 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1-11-16新大阪CSPﾋﾞﾙ
TEL 06-6304-7361 FAX 06-6304-7363
福岡営業所 〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町2-24 ﾛｯｸｼｬﾛｰｽﾞHAKATA606
TEL 092-686-1960 FAX 092-686-1961●本カタログの記載内容は2024年7月現在のものです。

CAT.No. 430-076-J

2407-00-Rev3

地

テンプレート使用時の注意点 ～必ずお読みください～①用紙サイズの変更やトンボの移動、変形などは絶対にしないようお願いします。
②フチ無し印刷をご希望の場合は、「ヌリ足し」まで色や写真を配置してください。
③透過性や半透明、パターンなどは変換が正常に出来ない場合がございます。

このドキュメントのサイズは幅290ｍｍ×高377ｍｍになります。