デジタルメーターリレー

AIS1

取扱説明書(簡易版)
No. AIS11J1 2021.06

はじめに
このたびは，デジタルメーターリレー[AIS1](以下，本器)をお買い上げ頂きまして，まことにありがとうございました。
この取扱説明書(以下，本書)は，本器の概要，各部の名称，取り付け，配線およびキー操作について説明したものです。
本書をよくお読み頂き，十分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。
また，誤った取扱いなどによる事故防止のため，本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に確実に届けられるようお取り計らいください。
詳細な使用方法については AIS1 取扱説明書を参照してください。
取扱説明書は，下記 URL または右記 QR コードより弊社 Web サイトにアクセスし，ダウンロードしてください。
https://shinko-technos.co.jp/download/d_manual_download.html#A

ご注意
・本器は，記載された仕様範囲内で使用してください。
仕様範囲外で使用した場合，火災または本器の故障の原因になります。
・本書に記載されている警告事項，注意事項を必ず守ってください。
これらの警告事項，注意事項を守らなかった場合，重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
・本書の記載内容は，将来予告なしに変更することがあります。
・本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら，お手数ですが裏面に記載の弊社営業所または出張所までご連絡ください。
・本器は，パネル面に取り付けて使用することを前提に製作しています。
使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
・本書の記載内容の一部または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。
・本器を運用した結果の影響による損害，弊社において予測不可能な本器の欠陥による損害，その他すべての間接的損害について，いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)
安全上のご注意では，安全注意事項のランクを“警告，注意”として区分しています。
なお， 注 意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので，記載している事
柄は必ず守ってください。

警 告

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。

注 意

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および機器損傷の発生が想定される場合。

警 告・感電および火災防止の為，弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
・感電，火災事故および機器故障防止の為，部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。

安全に関するご注意
・正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。
・本器は，産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。
代理店または弊社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。)

・本器の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。
また，定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。
・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
本書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

輸出貿易管理令に関するご注意
大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

ご注意
1. 取付け上の注意

注 意[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリ ，汚染度2[本器は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が0～55 で急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿度が35～85 %RHで，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
・制御盤に設置する場合，制御盤の周囲温度ではなく，本器の周囲温度が55 を超えないようにしてください。
本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。
※本器のケース材質は，難燃性樹脂を使用していますが，燃えやすいもののそばには設置しないでください。
また，燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。

2. 配線上の注意

注 意・配線作業を行う場合，電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。
火災，故障，誤動作の原因となります。
・本器の端子に配線作業を行う場合，M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
・本器の端子台は，左側から配線する構造になっています。
リード線は，必ず左側方向から本器の端子へ挿入し，端子ねじで締付けてください。
・端子ねじを締め付ける場合，適正締め付けトルク以内で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじの破損およびケースの変形が生じる恐れがあります。
・配線作業時や配線後，端子部を基点としてリード線を引っ張ったり曲げたりしないでください。
動作不良などの原因となる可能性があります。
・端子カバーを使用する場合，端子番号7～12への配線は端子カバー内の穴を通して行ってください。
・本器は電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず本器の近くに電源スイッチ，遮断器およびヒューズを別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC，定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ)
・電源が24 V AC/DCでDCの場合，極性を間違わないようにしてください。
・入力端子に接続されるセンサに，商用電源が接触または印加されないようにしてください。
・入力線と電源線，負荷線は離して配線してください。

3. 運転，保守時の注意

注 意・感電防止および機器故障防止の為，通電中には端子に触れないでください。
・端子の増締めおよび清掃等の作業を行う時は，本器の電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
・本器の汚れは，柔らかい布類で乾拭きしてください。
(シンナ類を使用した場合，本器の変形，変色の恐れがあります)
・表示部は傷つきやすいので，硬い物で擦ったり，叩いたり等はしないでください。

1. 本器の概要
本器は，HH，HI，LO，LL の判定値を設定することにより，判定値判別を行うことができるデジタルメーターリレーです。
動作図V/mA
HH 判定値*HI 判定値*表示値*

LO 判定値*

LL 判定値

時間
HH 出力
HI 出力
GO 出力
LO 出力
LL 出力
*: HH から HI，HI から GO，LL から LO，LO から GO に変化する時ヒステリシスが働きます。
(図 1-1)
ノーマル測定，ピークホールド，ボトムホールド，ピーク to ピークホールドおよびサンプルホールドの 5 種類の計測モードを装備しています。

2. 形 名AIS1
電源電圧

オプション,100～240 V AC 50/60 Hz
124 V AC/DC 50/60 Hz無し
P24

24 V 絶縁電源出力

3. 各部の名称とはたらき
(4)

(6)

(1)
(5)
(3)
(2)
(7)

(10)

(8)

(9)
(図 3-1)

表示器
記 号
(1)

名 称
PV 表示器(バックライト 赤/緑/橙)(2)

SV 表示器(バックライト 緑)(3)

SV 個別表示器(バックライト 緑)

表示灯
記 号
(4)
(5)
(6)

名 称
PV 表示灯(バックライト 赤/緑/橙)
SV 表示灯(バックライト 緑)
動作表示灯(バックライト 橙)
HH 判定出力表示灯
HI 判定出力表示灯
GO 判定出力表示灯
LO 判定出力表示灯
LL 判定出力表示灯
タイミング入力表示灯

説 明
PV 表示モード時，測定値を表示します。
設定モード時，設定項目のキャラクタを表示します。
PV 表示モード時，消灯，単位または公差判定値を表示します。
設定モード時，設定値を表示します。
SV 表示器選択で，公差判定値表示を選択した場合，下記のように表示します。
HI 判定値を表示時，「 」を表示します。
LO 判定値を表示時，「 」を表示します。

PVSV
HH
HIGOLO
LL
TIM

説 明
PV 表示モードで測定値表示時，点灯します。
PV 表示モードで公差判定値表示時，点灯します。
HH 判定出力時，点灯します。
HI 判定出力時，点灯します。
GO 判定出力時，点灯します。
LO 判定出力時，点灯します。
LL 判定出力時，点灯します。
タイミング入力が ON の時，点灯します。
フリッカモードの内部タイミング発生時，点灯します。
設定値ロックが選択されている時，点灯します。

ロック表示灯

LOCK

記 号
(7)
(8)
(9)

名 称
アップキー
ダウンキー
桁キー

(10)

セットキー

説 明
設定モード時，設定値の数値を増加させます。
設定モード時，設定値の数値を減少させます。
設定モード時，設定値の桁を選択します。
桁キーを押す毎に選択桁が右に移動し，点滅します。
最下位桁で桁キーを押すと，選択桁が最上位桁に移動します。
PV 表示モード時，オートゼロ機能が働きます。
設定モードの切り替えおよび設定値の登録を行います。
エンジニアリングモード 1 またはエンジニアリングモード 2 で設定時，セットキーを 3 秒間押すと，設定値を登録し，PV 表示モードに戻ります。

キー

4. 取り付け
4.1 外形寸法 (単位: mm)

7.5

4859.2端子カバー (別売り)

44.5

取り付け枠

47.5 (*)

ガスケット A

54.5
59.5 (*)(*): 端子カバー取り付け時の寸法です。
(図 4.1-1)

4.2 パネルカット図(単位: mm)

注 意
横方向密接取り付けの場合，防塵防滴 IP66 仕様を満たしません。

横方向密接取り付け，n: 取り付け台数(図 4.2-1)

4.3 本器の取り付け

警 告
取り付け枠のねじを必要以上に締め過ぎると，変形するおそれがあります。
ねじの先端がパネルに当たってから，1 回転ねじを回して固定してください。
締め付けトルクは，0.05 N・m～0.06 N・m を指定してください。
防塵防滴 IP66 仕様を満たすため，本器は凹凸のない剛性を持った平面に取り付けてください。
横方向密接取り付けの場合，防塵防滴 IP66 仕様を満たしません。
取り付け可能なパネルの厚さは，1～5 mm です。
(1) 本器を制御盤のパネル前面から挿入してください。
防塵防滴 IP66 仕様が不要な場合，ガスケット A は不要です。
(2) 取り付け枠の先端がパネルに当たるまで挿入し，ねじで締め付けてください。
ねじの締め付けは，ねじの先端がパネルに当たってから，1 回転ねじを回して固定してください。
締め付けトルクは，0.05 N・m～0.06 N・m を指定してください。

ガスケット A

取り付け枠(図 4.3-1)(図 4.3-2)

5. 配 線
端子配列
端子記号
POWER
SUPPLY
P24
HH
HI
GO
LO
LL
RESET
TIMING
GND
ZERO
TRANSMITOUTPUTVmA(図 5-1)

注 意
締め付けトルクは，0.63 N・m を指定してください。

説 明
電源電圧 100～240 V AC または 24 V
AC/DC24 V 絶縁電源出力(オプション: P24)
HH 出力
HI 出力
GO 出力
LO 出力
LL 出力
リセット入力端子
タイミング入力端子
グランド端子(イベント出力とイベント入力の共通グランド端子です。)
オートゼロ入力端子
伝送出力端子(4～20 mA DC)
直流電圧入力端子
直流電流入力端子◆ご不明な点がございましたら，弊社営業所または出張所までお問い合わせください。
技術的なご質問は，カスタマセンター TEL: (072)727-3491 までお問い合わせください。

社〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-4571 FAX: (072)727-2993[URL] https://shinko-technos.co.jp/

東京営業所〒104-0033 東京都中央区新川 1 丁目 6 番 11 号
ニューリバータワー1201 号室
TEL: (03)5117-2021 FAX: (03)5117-2022

大阪営業所〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-3991 FAX: (072)727-2991[E-mail] sales@shinko-technos.co.jp

名古屋営業所〒461-0017 愛知県名古屋市東区東外堀町 3 番
CS 東外堀ビル 402 号室
TEL: (052)957-2561 FAX: (052)957-2562

北TEL: (076)479-2410 FAX: (076)479-2411

福TEL: (0942)77-0403 FAX: (0942)77-3446

本陸岡

6. キー操作フローチャート
電源 ON
PV 表示モード
PV 表示

データクリア選択モード:
オートゼロ機能実行(2 秒):オートゼロ機能解除

公差判定値設定モード
HH 判定値設定(絶対値判定値) (*1)
HI 判定値設定(絶対値判定値) (*1)
LO 判定値設定(絶対値判定値) (*1)++++(2 秒)(5 秒)

データクリア選択(*7)

設定グループ選択モード
エンジニアリング
モード 1 選択

エンジニアリングモード 1
測定値平均回数選択

LL 判定値設定(絶対値判定値) (*1)
HH 判定値設定(前回平均値比較判定値) (*2)
HI 判定値設定(前回平均値比較判定値) (*2)
LO 判定値設定(前回平均値比較判定値) (*2)
LL 判定値設定(前回平均値比較判定値) (*2)

エンジニアリングモード 2 選択

エンジニアリングモード 2
入力種類選択計測モード選択

スケーリング設定
方法選択

トリガモード選択(*3)

スケーリング上限
入力値設定

リセットディレイ
時間選択 (*3)

スケーリング上限
表示値設定

タイミングディレイ時間選択 (*3)

スケーリング下限
入力値設定

トリガレベル設定(*4)

スケーリング下限
表示値設定

自己トリガすきま設定 (*4)

オフセット設定

ヒステリシス設定

入力異常時
出力動作選択

前回平均値比較
機能選択 (*3)

伝送出力スパン設定

出力形態選択伝送出力シフト設定

出力オフディレイ
時間設定 (*5)

表示桁数/小数点位置選択

リセット入力ディレイ時間設定

SV 表示器表示選択(3 秒)

表示単位選択 (*6)

バックライト表示
時間設定
設定値ロック選択(3 秒)

(*1):
(*2):
(*3):
(*4):

ノーマル測定モードの場合または前回平均値比較機能選択で無効を選択した場合，表示します。
各種のホールドモードにおいて，前回平均値比較機能選択で有効または自動切替を選択した場合，表示します。
計測モード選択で各種ホールドモードを選択した場合，表示します。
計測モード選択で各種ホールドモードを選択し，トリガモード選択で自己トリガモード UP または自己トリガモード DOWN を選択した場合，表示します。
(*5): 出力形態選択でオフディレイを選択した場合，表示します。
(*6): SV 表示器表示選択で単位表示を選択した場合，表示します。
(*7):(動作無し)を選択した場合，データクリアを実行せずに PV 表示モードに戻ります。
(動作無し)以外を選択した場合，データクリアを実行(PV 表示器に約 3 秒間「」を表示します)し，PV 表示モードに戻ります。

キー操作について・は， キーを押すと，矢印の方向に移行します。
(3・秒)は， キーを約 3 秒間押し続けることを表しています。
・ + (2 秒)は， キーを押しながら， キーを約 2 秒間押し続けることを表しています。
+ + + (5 秒)は，・キー， キー， キー， キーの順に約 5 秒間押し続けることを表しています。
・各設定項目の設定は， キーで桁を選択し，キーまたは キーで行います。
キーを押すと，点滅する桁が右に移動します。
点滅している桁の数値が変更できます。
4 桁の判定値が設定されている時，5 桁目と符号を設定できる状態では全ての桁が点滅します。
キーを押すと，下記のように数値が増加します。
1～4 桁目:→→→・・・→→ (以降，繰り返します)
5 桁目:無し →→→→ 無し(以降，繰り返します)
キーを押すと，下記のように数値が減少します。
1～4 桁目:→→→・・・→→ (以降，繰り返します)
5 桁目: 無し →→→→ 無し(以降，繰り返します)
キーを押すと，設定値を登録し次の設定項目に移行します。
・選択項目の選択は，キーまたは キーで行います。
キーを押すと，選択値を登録し次の設定項目に移行します。
・エンジニアリングモード 1 またはエンジニアリングモード 2 の設定モード中， キーを約 3 秒間押し続けると，設定値を登録し PV 表示モードに戻ります。

設定(選択)項目について
HH 判定値設定(絶対値判定値)

左側上段は PV 表示器で設定キャラクタを，左側下段は SV 表示器で工場出荷初期値を表しています。
右側は設定(選択)項目名を表しています。

選択項目の内容一覧
測定値平均回数選択
1回
4回
16 回
64 回
128 回
計測モード選択
ノーマル測定ピークホールド
ボトムホールド
ピーク to ピークホールド
サンプルホールド
トリガモード選択
外部トリガ
自己トリガ UP
自己トリガ DOWN
フリッカ
リセットディレイ時間選択
0 ms
100 ms
500 ms1000 ms
タイミングディレイ時間選択
0 ms
20 ms
100 ms

500 ms1000 ms
3000 ms
5000 ms
前回平均値比較機能選択
無効
有効自動切替
出力形態選択
ノーマル出力ホールド出力
オフディレイ出力
入力種類選択-5～5 V-10～10 V-20～20 mA
スケーリング設定方法選択
キー操作
アナログ入力入力異常時出力動作選択
入力異常時出力動作 OFF
入力異常時出力動作 ON
表示桁数/小数点位置選択
5 桁/小数点無し
5 桁/小数点第 1 位
5 桁/小数点第 2 位

5 桁/小数点第 3 位
4 桁/小数点第 1 位
4 桁/小数点第 2 位
4 桁/小数点第 3 位
SV 表示器表示選択
消灯
単位表示
公差判定値表示(HI/LO)
表示単位選択A～Z～
0～9～
スラッシュバー
ピリオド(1 の位の桁では選択できません。ブランクになります)
(点滅)
ブランク
設定値ロック選択
ロック無しロック 1
ロック 2
データクリア選択
動作無し
設定データ
スケーリングデータ
全設定値