オプテックス・エフエーCD5 シリーズ用
三菱電機 Q シリーズ ファンクションブロック用
タッチパネル簡単操作サンプルプログラム
リファレンスマニュアル
Ver1.01A

1/1

目 次
1.
2.
3.
4.

制限事項 ................................................................................................................................... 3
注意事項 ................................................................................................................................... 3
改定履歴 ................................................................................................................................... 3
概要 .......................................................................................................................................... 4
4.1. サンプルラダー(ダウンロードファイル) .........................................................................4
4.2. CD5 ｼﾘｰｽﾞ対象機種 ............................................................................................................4
4.3. MELSEC-Q ｼﾘｰｽﾞ対象機種 ...................................................................................................4
5. サンプルシステムの構成.......................................................................................................... 5
5.1. システム構成(4CH 構成の場合) ........................................................................................55.2. システム構成(6CH 構成の場合) ........................................................................................55.3. システム機器構成例..........................................................................................................65.4. ｹｰﾌﾞﾙ結線..........................................................................................................................65.5. ソフトウェア ....................................................................................................................65.6. QJ71C24N-R4 の情報 ..........................................................................................................7
5.7. CD5 ｼﾘｰｽﾞの通信設定.........................................................................................................76. 画面詳細 ................................................................................................................................... 86.1. 画面一覧............................................................................................................................86.2. 画面遷移..........................................................................................................................106.3. 画面データ詳細................................................................................................................117. デバイス一覧.......................................................................................................................... 227.1. デバイス一覧（ﾋﾞｯﾄｱﾄﾞﾚｽ） .................................................................................................227.2. デバイス一覧（ﾜｰﾄﾞｱﾄﾞﾚｽ） ................................................................................................23

オプテックス・エフエー CD5ｼﾘｰｽﾞの設定内容詳細、動作については、・E080_CD5_sensorhead.pdf
・E080_CD5_amp.pdf
をご覧下さい。
※上記資料はオプテックス・エフエー株式会社のWebサイト
http://www.optex-fa.jp/selection_support/download/index.html
より入手可能です。(会員登録が必要です。)

2/21. 制限事項
・ 一般工業を対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状況下で試用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計・製作されたものでありません。
・ この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、重要移動体当の機器あるいはシステムなど特殊用途への適用をご検討の際には当社の営業担当窓口までご紹介ください。
・ この製品は厳重な品質管理体制の下に製造しでおりますが、この製品の故障により重大な事故または損失が予測される設備への適用に際してはバックアップ又はフェイルセーフ機能をシステムに設置してください。

2. 注意事項
1. 弊社が提供するファイルの知的財産権は、弊社に帰属するものとします。
2. ダウンロードされたファイルやそのファイルから抽出されるデータは、弊社製品の仕様を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
3. 本サービスはお客様の責任においてご利用ください。
4.本プログラムで動作可能な機種はオプテックス製 CD5 ｼﾘｰｽﾞになります。
5.本サービスはお客様の責任において改造をおこない使用することは可能ですが、お客様の責任においておこなってください。
6.改造する場合のお問い合わせに関しては対応いたしかねますのでご了承ください。
7.サンプルラダーは機能を説明した資料です。ﾕﾆｯﾄやシーケンサの使用上の制限事項、操作説明については記載されていません。ご使用にあたり、必ず対象製品のユーザーズマニュアルをお読み頂けますようお願いいたします。

3. 改定履歴ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

改定日

改定内容

Ver1.00A

2010/09/10

新規作成

Ver1.01A

2011/05/2

GOT 画面イメージ変更

Ver1.01B

2011/05/17

CD5 結線修正

・オプテックス・エフエー製レーザー変位センサ CD5 ｼﾘｰｽﾞの通信仕様の詳細については、「RS422 による CD5 センサーヘッドの制御」を参照して下さい。
・MELSEC-Q シリーズ用 CD5 接続用ファンクションブロックの詳細については「MELSEC-Q シリアルコミュニケーションユニット接続用 FB ライブラリリファレンスマニュアル」を参照してください。

3/3

4. 概要本サンプルは、オプテックス・エフエーより提供する FB ライブラリを使用したアプリケーションサンプルとなります。これにより三菱 Q ｼﾘｰｽﾞと変位ｾﾝｻｰを組み合わせたシステムで使用用途に適したプログラムを簡単に作成することができます。

4.1. サンプルラダー(ダウンロードファイル)
Noソフト

プロジェクト名説明1

GX-Works2

CD5_sample_06H.gwz

2GT-Works3

CD5_sample_V100.GTW

ｼﾘｱﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾕﾆｯﾄ接続用 FB ﾗｲﾌﾞﾗﾘ用接続サンプル
圧縮ﾌｧｲﾙGWZ 形式

変位センサーモニタ画面
圧縮ﾌｧｲﾙGTW 形式

表 4.1 サンプルラダー(ダウンロードファイル)※ MELSEC-Q ｼﾘｱﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾕﾆｯﾄ接続用 FB ライブラリをダウンロードしてセットアップをおこなってください。

4.2. CD5 ｼﾘｰｽﾞ対象機種
変位ｾﾝｻｰの対象とする機種を示します。
Noｼﾘｰｽﾞ型式

1CD5 ｼﾘｰｽﾞ

CD5-L25*1

2

CD5 ｼﾘｰｽﾞ

CD5-LW25*1

3

CD5 ｼﾘｰｽﾞ

CD5-L30*1

4

CD5 ｼﾘｰｽﾞ

CD5-L85

5CD5 ｼﾘｰｽﾞ

CD5-LW85

6CD5 ｼﾘｰｽﾞ

CD5-W350*1

7CD5 ｼﾘｰｽﾞ

CD5-W500*1

8CD5 ｼﾘｰｽﾞ

CD5-W2000*1

表 4.2 CD5 対象機種
*1 ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙの表示単位は 0μm となっています。機種に応じて単位を変更してください。

4.3. MELSEC-Q ｼﾘｰｽﾞ対象機種
変位ｾﾝｻｰの対象とする機種を示します。
Noｼﾘｰｽﾞ

1

MELSEC-Q ｼﾘｰｽﾞ

モデル
ユニバーサルモデル
ベーシックモデル
ハイパフォーマンスモデル

表 4.3

MELSEC-Q ｼﾘｰｽﾞ対象機種

4/4

5. サンプルシステムの構成
5.1. システム構成(4CH 構成の場合)
三菱シーケンサソフトウェア MELSEC-Qシリーズ
FBライブラリを使用

ｼﾘｱﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾕﾆｯﾄ

変位ｾﾝｻｰ
CD5シリーズ
三菱Qシリーズ

CPU直結
GOT1550

センサヘッドＡ

RS422

センサヘッドＢ

センサヘッドＣ

センサヘッドＤ
図 5.1

システム構成(4CH 構成の場合)

5.2. システム構成(6CH 構成の場合)

三菱Qシリーズ

RS422
ヘッドＡ

ヘッドＢ

ヘッドＣ
GOT1550

ヘッドD

ヘッドE
図 5.2

ヘッドF
システム構成(6CH 構成の場合)5/5RS422

5.3. システム機器構成例
Noメーカー

ｼﾘｰｽﾞ

型式説明

1

三菱電機

MELSEC-Q ｼﾘｰｽﾞ CPU

Q06H

CPU ﾕﾆｯﾄ

2

三菱電機

ｼﾘｱﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾕﾆｯﾄ

QJ71C24N／QJ71C24-R4

RS422/485IF×2CH

3

オプテックス・エフエー

CD5 ｼﾘｰｽﾞ

CD5-L85

変位ｾﾝｻｰﾍｯﾄﾞ

4オプテックス・エフエー

CD5 ｼﾘｰｽﾞ

DOL-1212-E05M

ｾﾝｻｰﾍｯﾄﾞ接続ｹｰﾌﾞﾙ(5m)

表 5.3

システム機器構成例

5.4. ｹｰﾌﾞﾙ結線
CD5 ｼﾘｰｽﾞとｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾕﾆｯﾄを接続するｹｰﾌﾞﾙを示します。
CD5ｼﾘｰｽﾞ

ｼﾘｱﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾕﾆｯﾄ

茶

電源 12V～24V(±10%)

24V

電源

青

電源 0V

0V

電源

黒RS422 非反転受信入力(+)

SDA

送信(+)

橙

RS422 反転受信入力(-)

SDB

送信(-)

赤RS422 非反転受信出力(+)

RDA

受信(+)

黄RS422 反転受信出力(-)

RDB

受信(-)

白レーザーオフ入力

SG

灰同期入力

FG

太い方黒シールド(OV に接続)

線

図 5.4

ｹｰﾌﾞﾙ結線

5.5. ソフトウェアNoメーカー

製品情報

型式ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ1

三菱電機

シーケンサ設計・保守ﾂｰﾙ

GX Works2

1.09K 以降

2

三菱電機

タッチパネル画面作成ﾂｰﾙ

GT Desugner3

1.16S 以降

表 5.5

ソフトウェア関連マニュアル以下のマニュアルをご参照ください。
・ GX Works オペレーションマニュアル(共通編)・ GX Works オペレーションマニュアル(構造化プロジェクト編)
・ GX Works オペレーションマニュアル(インテリジェント機能ﾕﾆｯﾄ編)
・ GT Designer3 Version1 画面設計マニュアル (共通編・作画編)

6/6

備考

5.6. QJ71C24N-R4 の情報
項目

内容

ﾕﾆｯﾄ種別ｼﾘｱﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

ﾕﾆｯﾄ型名QJ71C24N

通信 CH

CH1(CH2)

I/O 割付設定

伝送設定

種別

インテリ

先頭 XY

0000(0 ｽﾛｯﾄ目)
0020(1 ｽﾛｯﾄ目)
0040(3 ｽﾛｯﾄ目)

動作設定

独立

データビット奇数

パリティビットなし

奇数/偶数ﾊﾟﾘﾃｨ

奇数

ストップビット1

サムチェックコードなし

RUN 中書込み

許可

設定変更

許可
115200bps(CD5 初期通信設定時 9600bps 固定)

通信速度設定更新プロトコル設定

無手順通信

局番設定(1,2,共通 0～31)
表 5.60QJ71C24N-R4

5.7. CD5 ｼﾘｰｽﾞの通信設定
通信設定

接続機器側

通信方式
通信速度
伝送コード
データ長
ストップビット長
パリティﾁｪｯｸ
データｸ区分
チェックコード
表 5.7

RS-422115.2kbps、初期値 931.6kbps
ASCII(一部のコードはバイナリ)
8 ビット
1 ビット
なし
STX,ETX
排他的論理輪(XOR)
CD5 ｼﾘｰｽﾞの通信設定

7/7

6. 画面詳細
6.1. 画面一覧
画面

ｼﾘｰｽﾞ

ﾍﾞｰｽ 1

MENU

ﾍﾞｰｽ 2

モニタ画面

変位ｾﾝｻｰの絶対値(距離)を表示します。

基準段差基準となるｾﾝｻｰからの距離を算出します。しきい値を画面上から設定します。しきいﾍﾞｰｽ 3
ﾍﾞｰｽ 4ﾍﾞｰｽ 5ﾍﾞｰｽ 6ﾍﾞｰｽ 7型式
各種画面切替え値を超えると NG 判定とします。
相対段差

各ｾﾝｻｰ間の距離を算出します。しきい値を画面上から設定します。しきい値を超えると NG 判定とします。

平坦度測定

指定トリガが ON の時の MAX,MIN 値を算出します。

そり測定

A-B 間、A-C 間のそりを測定し、一定の変化以上のそりが発生した場合は NG 判定とします。AB 間・BC 間の距離は任意に設定が可能とします。

多点厚み

上下ｾﾝｻｰ間の測定物厚さを測定します。基準となる「０」点にします為の補正値を画面から入力します。

ﾍﾞｰｽ 8平均高さ

ﾍﾞｰｽ 10

CD5 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定画面

ｳｲﾝﾄﾞｳ 1

平均回数

ｾﾝｻｰのﾊﾟﾗﾒｰﾀ「平均回数」を設定します。

ｳｲﾝﾄﾞｳ 2

測定対象ｾﾝｻｰのﾊﾟﾗﾒｰﾀ「測定対象」を設定します。

ｳｲﾝﾄﾞｳ 3

拡散/正反射ｾﾝｻｰのﾊﾟﾗﾒｰﾀ「拡散/正反射」を設定します。

ｳｲﾝﾄﾞｳ 4

レーザーパワーｾﾝｻｰのﾊﾟﾗﾒｰﾀ「レーザーパワー」を設定します。

ｳｲﾝﾄﾞｳ 5

感度

ｳｲﾝﾄﾞｳ 6

通信速度

ｳｲﾝﾄﾞｳ 7

受光波形しきい値

ｳｲﾝﾄﾞｳ 8

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期ｾﾝｻｰのﾊﾟﾗﾒｰﾀ「ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期」を設定します。

ｳｲﾝﾄﾞｳ 9相互干渉防止ｾﾝｻｰのﾊﾟﾗﾒｰﾀ「相互干渉防止」を設定します。

ｳｲﾝﾄﾞｳ 10

アラーム時測定値

ｳｲﾝﾄﾞｳ 11

入力タイプ

ｾﾝｻｰのﾊﾟﾗﾒｰﾀ「入力タイプ」を設定します。

ｾﾝｻｰﾍｯﾄﾞ

ｾﾝｻｰﾍｯﾄﾞの種類を設定します。「25ｍｍ」「30ｍｍ」「85ｍｍ」「350ｍｍ」「500ｍｍ」

ｳｲﾝﾄﾞｳ 12
ｳｲﾝﾄﾞｳ 13
ｳｲﾝﾄﾞｳ 20
ｳｲﾝﾄﾞｳ 21
ｳｲﾝﾄﾞｳ 22
ｳｲﾝﾄﾞｳ 100
ｳｲﾝﾄﾞｳ 101

ｳｲﾝﾄﾞｳ 102

各ｾﾝｻｰで測定した値の平均値を算出します。
各ｾﾝｻｰのﾊﾟﾗﾒｰﾀを設定します。

ｾﾝｻｰのﾊﾟﾗﾒｰﾀ「感度」を設定します。
ｾﾝｻｰのﾊﾟﾗﾒｰﾀ「通信速度」を設定します。
ｾﾝｻｰのﾊﾟﾗﾒｰﾀ「受光波形しきい値」を設定します。

ｾﾝｻｰのﾊﾟﾗﾒｰﾀ「アラーム時測定値」を設定します。

「2000ｍｍ」初期値「85ｍｍ」
距離補正
ヘッド調整ｳｲﾝﾄﾞｳ 3 個

多点厚みの距離補正をおこないます。
３ﾍｯﾄﾞのゼロリセットを基点とした距離を表示します。「ゼロリセット」をセットした時点の距離が０mm となります。

ヘッド調整ｳｲﾝﾄﾞｳ 4 個

４ﾍｯﾄﾞのゼロリセットを基点とした距離を表示します。「ゼロリセット」をセットした時点の距離が０mm となります。

ヘッド調整ｳｲﾝﾄﾞｳ 6 個

５ﾍｯﾄﾞのゼロリセットを基点とした距離を表示します。「ゼロリセット」をセットした時点の距離が０mm となります。

ﾘｱﾙﾀｲﾑ表示測定表示_

各ｾﾝｻｰのトレンドグラフの表示をします。収集開始ボタンを押すと収集開始、収集停センサーヘッド 4 個

止をｵｽと収集停止。CSV 保存を押すと CF カードにデータ保存。収集周期 100ms

ﾘｱﾙﾀｲﾑ表示測定表示_

各ｾﾝｻｰのトレンドグラフの表示をします。収集開始ボタンを押すと収集開始、収集停センサーヘッド 6 個

止をｵｽと収集停止。CSV 保存を押すと CF カードにデータ保存。収集周期 100ms

一括ﾓﾆﾀ表示測定表示_

各ｾﾝｻｰのトレンドグラフの絶対値を表示します。

センサーヘッド 6 個収集開始ボタンを押すと収集開始、収集停止をｵｽと収集停止。CSV 保存を押すと CF
カードにデータ保存。収集周期 100ms

ｳｲﾝﾄﾞｳ 103

ﾘｱﾙﾀｲﾑ表示測定表示

基準段差のトレンドグラフを表示します。

基準段差
8/8

ｳｲﾝﾄﾞｳ 104
ｳｲﾝﾄﾞｳ 105
ｳｲﾝﾄﾞｳ 106
ｳｲﾝﾄﾞｳ 106
ｳｲﾝﾄﾞｳ 107
ｳｲﾝﾄﾞｳ 108

ﾘｱﾙﾀｲﾑ表示測定表示

相対段差のトレンドグラフを表示します。

相対段差
ﾘｱﾙﾀｲﾑ表示測定表示

平坦度のトレンドグラフを表示します。

平坦度
ﾘｱﾙﾀｲﾑ表示測定表示

そり測定のトレンドグラフを表示します。

そり測定
ﾘｱﾙﾀｲﾑ表示測定表示

多点厚みのトレンドグラフを表示します。

多点厚み
ﾘｱﾙﾀｲﾑ表示測定表示

平均のトレンドグラフを表示します。

平均
ﾘｱﾙﾀｲﾑ表示測定表示

基準段差のトレンドグラフを表示します。

基準段差

表 6.1

画面一覧

9/9

6.2. 画面遷移

B3:規準段差

B1:メイン画面

B4:相対段差

B2:ｾﾝｻｰﾍｯﾄﾞ一括ﾓﾆﾀ
B5:平坦度測定

B10:パラメータ設定
B6:そり測定

B7:多点厚み

B8:平均高さ

10/10

6.3. 画面データ詳細
6.3.1

B1 メイン画面

詳細説明

1.電源投入時に初めに表示する画面となります。
2.各画面名称のボタンを押すとアプリケーション画面へ切り替わります。

11/11

6.3.2 B2:ｾﾝｻｰﾍｯﾄﾞ一括ﾓﾆﾀ概要
ｾﾝｻｰﾍｯﾄﾞの測定データが表示されます。
ｾﾝｻｰから一番手前のポイントが０基準となります。

②③

④

①

⑤
画面説明
①各ﾍｯﾄﾞの距離の絶対値を表示します。(測定範囲 0～測定距離)②センサーの測定範囲をグラフで表示します。
③各センサーの値をトレンドグラフで表示します。
④「MENU」画面に切り替わります。
⑤パラメータ設定画面に切り替わります。

12/12

6.3.3 B3:規準段差
概要
３ヘッドが基本構成となります。
ヘッド A が基準となり、各ｾﾝｻｰ間の距離を測定します。
⑤
しきい値を設定することができ、しきい値が越えると NG となります。

⑥④

③

①

②

画面説明
①各ﾍｯﾄﾞの距離の相対距離を表示します。
②段差のしきい値を設定します。項目をタッチするとテンキーが表示します。
③しきい値の範囲を超えると NG 判定となります。
設定範囲内は OK 判定となります。
④ゼロリセットウインドウが表示します。
⑤「MENU」画面に切り替わります。
⑥「相対段差 」画面に切り替わります。
⑦各センサーの値をトレンドグラフで表示します。

13/13

⑦

6.3.4 B4:相対段差
概要
３ヘッドが基本構成となります。
各ヘッド間の距離を測定します。
しきい値を設定することで、しきい値の値を越えると NG となります。
④⑤⑥①⑦③②

画面説明①しきい値の範囲を超えると NG 判定となります。
範囲内の場合は OK 判定となります。
②段差のしきい値を設定します。項目をタッチするとテンキーが表示します。
③各センサー間の距離を表示します。
④「MENU」画面に切り替わります。
⑤「平坦度測定」画面に切り替わります。
⑥各センサーの値をトレンドグラフで表示します。
⑦ゼロリセットウインドウが表示します。

14/14

6.3.5 B5:平坦度測定
概要
３ヘッドが基本構成となります。
スタートボタンを押すと測定が開始します。測定中の MAX/MIN 値を表示します。
しきい値を設定することでしきい値の値を越えると NG となります。
⑤④

⑥

⑦⑨③

①②⑧

画面説明
①「MAX」「MIN」の値を「0」リセットします。
②「START」ボタンを押すと測定開始します。
「STOP」ボタンを押すと測定を停止します。
③「MAX」「MIN」の値を表示します。
④「MENU」画面に切り替わります。
⑤「そり測定」画面に切り替わります。
⑥各センサーの値をトレンドグラフで表示します。
⑦しきい値の範囲を超えると NG 判定となります。
範囲内の場合は OK 判定となります。
⑧しきい値の最大値・最小値を入力します。
項目をタッチするとテンキーが表示します。
⑨ゼロリセットウインドウが表示します。

15/15

6.3.6 B6:そり測定
概要
３ヘッドが基本構成となります。
ｾﾝｻｰﾍｯﾄﾞ A を基点としてヘッド B とヘッド C のそりを測定します。
上下限のしきい値を設定することでしきい値の値を越えると NG 判定となります。
⑦⑨⑧③

⑩

①

②

⑥④⑤

画面説明
①A-B 間・A-C 間のそりの現在値を表示します。
②しきい値の上限・下限値を設定します。項目をタッチするとﾃﾝｷｰが表示します。
③しきい値の値を超えると NG 判定となります。
④A-B 間のセンサーの距離を設定します。
項目をタッチするとテンキーが表示します。初期値 100mm⑤A-C 間のセンサーの距離を設定します。
項目をタッチするとテンキーが表示します。初期値 200mm⑥A-B 間の距離、A-B 間のそり量により A-C 間のしきい値が計算されます。
⑦「MENU」画面に切り替わります。
⑧「多点厚み」画面に切り替わります。
⑨各センサーの値をトレンドグラフで表示します。
⑩ゼロリセットウインドウが表示します。

16/16

6.3.7 B7:多点厚み
概要
６ヘッドが基本構成となります。
上部ｾﾝｻｰﾍｯﾄﾞ A・B・C と下部ｾﾝｻｰﾍｯﾄﾞ D・E・F 間の距離を測定します。
厚みの上下限のしきい値を設定することでしきい値の値を越えると NG 判定となります。
⑦

⑥⑤⑧

④

①②③

画面説明
①距離補正のｳｲﾝﾄﾞｳが表示されます。
A-D/B-E/C-F 間の距離を補正します。
項目をタッチするとｳｲﾝﾄﾞｳが表示します。
②A-D 間・B-E 間・C-F 間の厚みを表示します。
③厚みのしきい値、最大・最小値を設定します。
④しきい値の最大値・最小値を越えると NG 判定となります。
⑤「MENU」画面に切り替わります。
⑥「平均高さ」画面に切り替わります。
⑦各センサーの値をトレンドグラフで表示します。
⑧ゼロリセットウインドウが表示します。

17/17

6.3.8 B8:平均高さ
概要
４ヘッドが基本構成となります。
ヘッド４個の厚みの平均値を演算します。
最小値・最大値のしきい値を超えると NG 判定となります。

④

⑤

⑥

⑦
③

①②

画面説明
①測定ポイントの平均高さを表示します。
②平均高さの最大値・最小値のしきい値を設定します。
③しきい値の最大値・最小値を越えると NG 判定となります。
④「MENU」画面に切り替わります。
⑤「相対段差 」画面に切り替わります。
⑥各センサーの値をトレンドグラフで表示します。
⑦ゼロリセットウインドウが表示します。

18/18

6.3.9 B10:ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定
概要
各ｾﾝｻｰﾍｯﾄﾞのﾊﾟﾗﾒｰﾀを設定します。
設定したいヘッドを選択後、ﾊﾟﾗﾒｰﾀの読み出し、書込みボタンを押してください。
⑤①
⑥②

③

画面説明
①パラメータ設定するヘッドを選択します。
②パラメータ設定する項目をタッチすると設定項目ｳｲﾝﾄﾞｳが表示します。
設定項目をタッチした後。「閉」ボタンでｳｲﾝﾄﾞｳを閉じます。
③「パラメータ読出」を押すと現在のパラメータが読み出されます。
④「パラメータ書込」を押すと現在の表示しているパラメータが書き込まれます。
⑤「MENU」画面に切り替わります。
⑥各センサーの値をトレンドグラフで表示します。

19/19

④

6.3.10 W20･W21･W22:ヘッド調整ｳｲﾝﾄﾞｳ
概要
ゼロリセットを押した場所を基点として距離を表示します。
「ゼロリセット」をセットした時点の距離が０mm となります。
⑤③
①

②

④

画面説明
①各ﾍｯﾄﾞの距離を表示します。
②「ゼロリセット」ボタンを押すと、０点リセットします。
③センサーの測定範囲をグラフで表示します。
④ゼロリセットをキャンセルすると一番手前の測定点が基準点となります。
⑤ウインドウを閉じます。

20/20

6.3.11 W102･W103･W104･W105･W106･W107･W108 トレンドグラフウインドウ
概要
各測定データをﾘｱﾙﾀｲﾑに折れ線グラフ表示します。
収集開始から収集終了までの間データを収集します。
収集したデータは CF カードに保存が出来ます。

⑥①

③②

④

⑤

画面説明
① 測定データを表示します。
② 測定データを折れ線グラフ表示します。
③ 「収集開始」ボタンを押すと収集を開始します。
④「収集停止」ボタンを押すと収集を停止します。
⑤「CSV 保存」を押すと GOT 本体の CF カード内にデータが保存されます。
⑥ウインドウが閉じます。

21/21

7.

ﾃﾞﾊﾞｲｽ一覧

7.1. ﾃﾞﾊﾞｲｽ一覧（ﾋﾞｯﾄｱﾄﾞﾚｽ）. Noﾃﾞﾊﾞｲｽタイプ

コメント

1

M0000

ﾋﾞｯﾄ

ﾕﾆｯﾄ 0_CH1_現在値読出実行

測位データ読み出し用

2

M0001

ﾋﾞｯﾄ

ﾕﾆｯﾄ 0_CH2_現在値読出実行

測位データ読み出し用

3M0002

ﾋﾞｯﾄﾕﾆｯﾄ 1_CH1_現在値読出実行

測位データ読み出し用

4M0003

ﾋﾞｯﾄﾕﾆｯﾄ 1_CH2_現在値読出実行

測位データ読み出し用

5M0004

ﾋﾞｯﾄﾕﾆｯﾄ 2_CH1_現在値読出実行

測位データ読み出し用

6M0005ﾋﾞｯﾄ

ﾕﾆｯﾄ 2_CH2_現在値読出実行

測位データ読み出し用

7M0010ﾋﾞｯﾄ

ﾕﾆｯﾄ 0_CH1_現在値読出通信実行状態

測位データ読み出し用

8M0011

ﾋﾞｯﾄ

ﾕﾆｯﾄ 0_CH1_現在値読出正常終了

測位データ読み出し用

9M0012

ﾋﾞｯﾄﾕﾆｯﾄ 0_CH1_現在値読出異常終了

測位データ読み出し用

10M0013

ﾋﾞｯﾄ

ﾕﾆｯﾄ 0_CH2_現在値読出通信実行状態

測位データ読み出し用

11M0014

ﾋﾞｯﾄ

ﾕﾆｯﾄ 0_CH2_現在値読出正常終了

測位データ読み出し用

12M0015

ﾋﾞｯﾄ

ﾕﾆｯﾄ 0_CH2_現在値読出異常終了

測位データ読み出し用

13M0016ﾋﾞｯﾄ

ﾕﾆｯﾄ 1_CH1_現在値読出通信実行状態

測位データ読み出し用

14M0017

ﾋﾞｯﾄ

ﾕﾆｯﾄ 1_CH1_現在値読出正常終了

測位データ読み出し用

15M0018ﾋﾞｯﾄﾕﾆｯﾄ 1_CH1_現在値読出異常終了

測位データ読み出し用

16M0019

ﾋﾞｯﾄ

ﾕﾆｯﾄ 1_CH2_現在値読出通信実行状態

測位データ読み出し用

17M0020ﾋﾞｯﾄ

ﾕﾆｯﾄ 1_CH2_現在値読出正常終了

測位データ読み出し用

18M0021

ﾋﾞｯﾄﾕﾆｯﾄ 1_CH2_現在値読出異常終了

測位データ読み出し用

19M0022

ﾋﾞｯﾄ

ﾕﾆｯﾄ 2_CH1_現在値読出通信実行状態

測位データ読み出し用

20

M0023

ﾋﾞｯﾄ

ﾕﾆｯﾄ 2_CH1_現在値読出正常終了

測位データ読み出し用

21

M0024

ﾋﾞｯﾄ

ﾕﾆｯﾄ 2_CH1_現在値読出異常終了

測位データ読み出し用

22

M0025

ﾋﾞｯﾄ

ﾕﾆｯﾄ 2_CH2_現在値読出通信実行状態

測位データ読み出し用

23M0026

ﾋﾞｯﾄ

ﾕﾆｯﾄ 2_CH2_現在値読出正常終了

測位データ読み出し用

24M0027

ﾋﾞｯﾄ

ﾕﾆｯﾄ 2_CH2_現在値読出異常終了

測位データ読み出し用

25M0200

ﾋﾞｯﾄ

設定値書込_実行

FB 実行用ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定値書込み

26M0201

ﾋﾞｯﾄ

設定値書込_実行

FB 実行用ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定値書込み

27M0210ﾋﾞｯﾄ

設定値書込_実行状態

FB 実行用ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定値書込み

28M0211ﾋﾞｯﾄ

設定値書込_正常終了

FB 実行用ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定値書込み

29M0212ﾋﾞｯﾄ

設定値書込_異常終了

FB 実行用ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定値書込み

30

M0300

ﾋﾞｯﾄ

設定値読出_実行

FB 実行用ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定値読出し

31

M0310

ﾋﾞｯﾄ

設定値読出通信実行状態

FB 実行用ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定値読出し

32

M0311

ﾋﾞｯﾄ

設定値読出正常終了

FB 実行用ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定値読出し

33

M0312

ﾋﾞｯﾄ

設定値読出異常終了

FB 実行用ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定値読出し

7.1 ﾃﾞﾊﾞｲｽ一覧(ﾋﾞｯﾄｱﾄﾞﾚｽ)

22/22

説明

7.2. ﾃﾞﾊﾞｲｽ一覧（ﾜｰﾄﾞｱﾄﾞﾚｽ）. Noﾃﾞﾊﾞｲｽタイプ

コメント

説明

1D0000ﾜｰﾄﾞ

変位ｾﾝｻｰ A ｽｹｰﾙ変換後_現在値+0

変位ｾﾝｻｰ現在値

2D0001ﾜｰﾄﾞ

変位ｾﾝｻｰ A ｽｹｰﾙ変換後_現在値+1変位ｾﾝｻｰ現在値

3D0002ﾜｰﾄﾞ

変位ｾﾝｻｰ B ｽｹｰﾙ変換後_現在値+0変位ｾﾝｻｰ現在値

4D0003ﾜｰﾄﾞ

変位ｾﾝｻｰ B ｽｹｰﾙ変換後_現在値+1

変位ｾﾝｻｰ現在値

5D0004ﾜｰﾄﾞ

変位ｾﾝｻｰ C ｽｹｰﾙ変換後_現在値+0変位ｾﾝｻｰ現在値

6D0005ﾜｰﾄﾞ

変位ｾﾝｻｰ C ｽｹｰﾙ変換後_現在値+1

変位ｾﾝｻｰ現在値

7D0006ﾜｰﾄﾞ

変位ｾﾝｻｰ D ｽｹｰﾙ変換後_現在値+0

変位ｾﾝｻｰ現在値

8D0007ﾜｰﾄﾞ

変位ｾﾝｻｰ D ｽｹｰﾙ変換後_現在値+1

変位ｾﾝｻｰ現在値

9D0008ﾜｰﾄﾞ

変位ｾﾝｻｰ E ｽｹｰﾙ変換後_現在値+0変位ｾﾝｻｰ現在値

10D0009

ﾜｰﾄﾞ

変位ｾﾝｻｰ E ｽｹｰﾙ変換後_現在値+1

変位ｾﾝｻｰ現在値

11D0010ﾜｰﾄﾞ

変位ｾﾝｻｰ F ｽｹｰﾙ変換後_現在値+0

変位ｾﾝｻｰ現在値

12D0011

ﾜｰﾄﾞ

変位ｾﾝｻｰ F ｽｹｰﾙ変換後_現在値+1

変位ｾﾝｻｰ現在値

13D1094ﾜｰﾄﾞ

変位ｾﾝｻｰﾍｯﾄﾞ_D_基準_現在値+0ゼロリセット後の値

14D1095

ﾜｰﾄﾞ

変位ｾﾝｻｰﾍｯﾄﾞ D_基準_現在値+1ゼロリセット後の値

15D1096ﾜｰﾄﾞ

変位ｾﾝｻｰﾍｯﾄﾞ E 基準_現在値+0ゼロリセット後の値

16D1097

ﾜｰﾄﾞ

変位ｾﾝｻｰﾍｯﾄﾞ E_基準_現在値+1ゼロリセット後の値

17D1098

ﾜｰﾄﾞ

変位ｾﾝｻｰﾍｯﾄﾞ F_基準_現在値+0ゼロリセット後の値

18

D1099

ﾜｰﾄﾞ

変位ｾﾝｻｰﾍｯﾄﾞ F_基準_現在値+1ゼロリセット後の値

19

D1106

ﾜｰﾄﾞ

変位ｾﾝｻｰﾍｯﾄﾞ A_基準_現在値+0ゼロリセット後の値

20

D1107

ﾜｰﾄﾞ

ｾﾝｻｰﾍｯﾄﾞ A_基準_現在値+1ゼロリセット後の値

21

D1108

ﾜｰﾄﾞ

ｾﾝｻｰﾍｯﾄﾞ B 基準_現在値+0ゼロリセット後の値

22

D1109

ﾜｰﾄﾞ

ｾﾝｻｰﾍｯﾄﾞ B_基準_現在値+1ゼロリセット後の値

23

D1110

ﾜｰﾄﾞ

ｾﾝｻｰﾍｯﾄﾞ C_基準_現在値+0ゼロリセット後の値

24

D1111

ﾜｰﾄﾞ

ｾﾝｻｰﾍｯﾄﾞ C_基準_現在値+1ゼロリセット後の値

7.2 ﾃﾞﾊﾞｲｽ一覧(ﾜｰﾄﾞｱﾄﾞﾚｽ)その他の使用ﾃﾞﾊﾞｲｽは GX-WORKS２のローカルデバイスコメントを参照してください。

23/23