光学顕微鏡用 カソードルミネセンスステージ

Cathodyne

ユーザーフレンドリーなソフトウエアによる完全制御、冷陰極の電流電圧制御による安定した電子ビーム「Cathodyne®」は、光学顕微鏡を用いて CL 観察するための全自動ステージです。ソフトウエアによる支援が充実しており、ステージ制御、電子銃制御を自動で行なえます。また観察窓に鉛ガラスを用いていないため CL の強度や特定の波長域でカットされるといったことがありません。発生する X 線は特許を取得している対物レンズカバーによって遮蔽され安全に使えます。オプションについてはお問い合わせください。
��� mm��� mm��� mm

高さ：�� mm
重さ：� kg

仕様表：Cathodyne
サイズ , 重量���×���×�� mm, � kg

保護

電子銃

ソフトウエアで電圧と電流を自動制御する冷陰極型

オプション

室温（オプション：加熱 / 冷却）使用温度> � mm

WD

応用例

電子銃

照明

外部光と X 線を遮蔽する対物レンズカバー

・ 反射光用の PC 制御型外部照明
・ ステージ制御用ジョイスティック・ 除振台・低照度用カメラ（複数種類）
・ ソフトウエア（ステージスキャン、画像処理）
・ 分光器（半定量 / 定量）

石油業界、地質学、鉱物学、半導体など

・地球科学
・岩石学、火山学、鉱物学 など

CL像

ダイヤモンド
CL像

���μm

可視光

可視光

�mm

貝殻

●

人工ダイヤ ＊

CL像

可視光

●
���μm

＊

高温高圧実験後の天然ダイヤ ＊＊高温高圧合成ダイヤモンド タイプ IIa（試料提供：大曲新矢博士 - 産業総合技術研究所）【製造元】

真空チャンバーと電子銃＊＊

対物レンズカバー

天然単結晶ダイヤモンド（試料提供：寺崎英紀教授 - 岡山大学）【日本輸入販売代理店】※本カタログの製品の仕様等は、予告なく変更する事がございます。[����]〒���-���� 東京都千代田区富士見�-�-�ステージビルディング��階TEL ��-����-���� https://www.ads-img.co.jp●●

SEM用 加熱ステージ

SEM用 変形試験ステージ

光学顕微鏡用 全自動CLステージ
ソフトウエア支援SEM制御 ほか

光学顕微鏡・SEM向け 高温加熱ステージ

FurnaSEM環境制御型SEM向け 変形試験ステージ

高・低真空、均質または勾配をつけた
����℃までの加熱、傾斜・ガス利用可、オプション

卓上型 SEM を含むすべての SEM に対応、傾斜・ガス利用も可能、様々なオプション「FurnaSEM����」は、金属ヒータを用いて ����℃まで加熱するステージです。
セラミックスを使用しないため高温下でのガス発生がありません。熱電対でヒータとステージの温度をモニタします。ガス環境下でも使用可能なステージです。高温での化学反応や試料形態の観察に最適です。

ポールピース
BSE 検出器

サイズ , 重量SE 検出器

温度制御

FurnaSEM ������×��×�� mm, ��� gWD

最小 �� mm 以下、または �� mm（��° 傾斜 EBSD 観察時）T�：���℃

T�：���℃Cr� ～ ���� N（オプションで �� kN まで）

応用例

T�：����℃

���℃

�分後

���℃

���℃

���℃ -end�� μm

�.�� N（牽引力）/ � nm（エンコーダ）/ ��� nm（LVDT）

最小 �� mm 以下、または �� mm（��°傾斜 EBSD 観察時）

・ 牽引力 �� kN
・ 圧縮 / 屈曲変換ツール（��� または ��� ℃まで）
・ −��� ℃まで冷却・ バルブ制御機能付ガス注入針（O�、H�O、…）
・ 調湿機能付き ガス注入キット

・ MEB-IRIS（SEM 用光学観察キット、光学像と SEM 像の相関をとりながら実験可能）・ eRemora（数日間の実験もソフトウエア制御で実行可能）
・ ex-situ 真空チャンバー（SEM 観察前予備実験用、加熱による変化が不明な試料など）

鉄鋼、原子力、宇宙、モータなどの産業界

O

�� μm

�μm

MirrorCamera

���℃

��分後

結晶成長

���℃

�秒後

Al-Si 合金がコートされたボロン鋼の温度変化に伴う表面形態変化の様子。
� 次元像は SE 像、� 次元像は � つの角度で傾斜させ撮影した像から再構成した

ダブルヒータ加熱� ～ �� mm、�� nm/s ～ �� μm/s（プログラム可）�� Pa（空気）下での Ni-��Cr-�.�Mn の酸化過程その場観察と室温へ急冷した状態での元素マッピング

���℃

温度勾配付けた加熱室温（オプションで冷却と加熱可）、昇温速度：�.�� ～ �� ℃/s（プログラム可）

オプション

Mn

���℃

���℃

牽引力

高温下 EBSD

・高温物質科学分野での研究開発
・ガスを利用した酸化・還元条件下での使用
・低温～高温での変形メカニズムの解析

Ni

���℃

���×���×�� mm, �.� kg

WD・高温物質科学分野での研究開発
・ガスを利用した酸化・還元条件下での使用・傾斜させ �D 表面イメージ再構築し表面形状理解
���℃

サイズ , 重量

分解能・ −��� ℃まで冷却・ バルブ制御機能付ガス注入針（O�、H�O、…）
・ 調湿機能付きガス注入キット
・ eRemora ソフトウエア（数日間の実験もソフトウエア制御で実行可能）
・ ex-situ 真空チャンバー（SEM 観察前予備実験用、加熱による変化が不明な試料など）
・ � 枚の観察穴付偏光熱スクリーン

鉄鋼、原子力、宇宙、モータなどの産業界

仕様表：MT����変位置 / 速度

�.�� ～ �� ℃/s

オプション

試料使用温度��×��×�� mm, ��� g

室温 ～ ���� ℃（オプションで −��� ℃まで冷却可能）

応用例

ESEM 内で ����℃で加熱中

FurnaSEM ����

使用温度
昇温速度

「MT����」は、ソフトウエアで制御しながら引張試験を行なうステージです。
金属ヒータを採用し ����℃まで加熱できます。セラミックスを使用しないため高温下でのガス発生がありません。熱電対で試料部とヒータの温度をモニタします。ガス環境下でも使用可能なステージです。SEM や光学顕微鏡（ラマン分光など）との組み合わせで変形をその場観察するのに最適です。

ポールピース

加熱前の ESEM 内

仕様表：FurnaSEM

MT1000MEB-IRIS による光学観察
RoomT

���℃

�mm

���℃

��μm���℃

��秒後

再結晶

様々な温度における白金の粒成長その場観察

Recrystallized
grainsEBSD マッピング像（室温 , ���℃, ���℃）

SEM との連携を深めることで実験中に複数か所をモニタリングしドリフト補正も可能

観察領域の自動観察による光学観察像と SEM 像光学顕微鏡・SEM向け 高温加熱ステージ

FurnaSEM

環境制御型SEM向け 変形試験ステージ

高・低真空、均質または勾配をつけた
����℃までの加熱、傾斜・ガス利用可、オプション

卓上型 SEM を含むすべての SEM に対応、傾斜・ガス利用も可能、様々なオプション「FurnaSEM����」は、金属ヒータを用いて ����℃まで加熱するステージです。
セラミックスを使用しないため高温下でのガス発生がありません。熱電対でヒータとステージの温度をモニタします。ガス環境下でも使用可能なステージです。高温での化学反応や試料形態の観察に最適です。

ポールピース
BSE 検出器

サイズ , 重量SE 検出器

温度制御FurnaSEM ������×��×�� mm, ��� gWD

最小 �� mm 以下、または �� mm（��° 傾斜 EBSD 観察時）T�：���℃

T�：���℃Cr� ～ ���� N（オプションで �� kN まで）

応用例

T�：����℃

���℃

�分後

���℃

���℃

���℃ -end�� μm

�.�� N（牽引力）/ � nm（エンコーダ）/ ��� nm（LVDT）

最小 �� mm 以下、または �� mm（��°傾斜 EBSD 観察時）

・ 牽引力 �� kN
・ 圧縮 / 屈曲変換ツール（��� または ��� ℃まで）
・ −��� ℃まで冷却・ バルブ制御機能付ガス注入針（O�、H�O、…）
・ 調湿機能付き ガス注入キット

・ MEB-IRIS（SEM 用光学観察キット、光学像と SEM 像の相関をとりながら実験可能）・ eRemora（数日間の実験もソフトウエア制御で実行可能）
・ ex-situ 真空チャンバー（SEM 観察前予備実験用、加熱による変化が不明な試料など）

鉄鋼、原子力、宇宙、モータなどの産業界

O

�� μm

�μm

MirrorCamera

���℃

��分後

結晶成長

���℃

�秒後

Al-Si 合金がコートされたボロン鋼の温度変化に伴う表面形態変化の様子。
� 次元像は SE 像、� 次元像は � つの角度で傾斜させ撮影した像から再構成した

ダブルヒータ加熱� ～ �� mm、�� nm/s ～ �� μm/s（プログラム可）�� Pa（空気）下での Ni-��Cr-�.�Mn の酸化過程その場観察と室温へ急冷した状態での元素マッピング

���℃

温度勾配付けた加熱

室温（オプションで冷却と加熱可）、昇温速度：�.�� ～ �� ℃/s（プログラム可）

オプション

Mn

���℃

���℃

牽引力

高温下 EBSD

・高温物質科学分野での研究開発
・ガスを利用した酸化・還元条件下での使用
・低温～高温での変形メカニズムの解析

Ni

���℃

���×���×�� mm, �.� kg

WD・高温物質科学分野での研究開発
・ガスを利用した酸化・還元条件下での使用・傾斜させ �D 表面イメージ再構築し表面形状理解
���℃

サイズ , 重量

分解能・ −��� ℃まで冷却・ バルブ制御機能付ガス注入針（O�、H�O、…）
・ 調湿機能付きガス注入キット
・ eRemora ソフトウエア（数日間の実験もソフトウエア制御で実行可能）
・ ex-situ 真空チャンバー（SEM 観察前予備実験用、加熱による変化が不明な試料など）
・ � 枚の観察穴付偏光熱スクリーン

鉄鋼、原子力、宇宙、モータなどの産業界

仕様表：MT����変位置 / 速度

�.�� ～ �� ℃/s

オプション

試料

使用温度

��×��×�� mm, ��� g

室温 ～ ���� ℃（オプションで −��� ℃まで冷却可能）

応用例

ESEM 内で ����℃で加熱中

FurnaSEM ����

使用温度
昇温速度

「MT����」は、ソフトウエアで制御しながら引張試験を行なうステージです。
金属ヒータを採用し ����℃まで加熱できます。セラミックスを使用しないため高温下でのガス発生がありません。熱電対で試料部とヒータの温度をモニタします。ガス環境下でも使用可能なステージです。SEM や光学顕微鏡（ラマン分光など）との組み合わせで変形をその場観察するのに最適です。

ポールピース

加熱前の ESEM 内

仕様表：FurnaSEM

MT1000MEB-IRIS による光学観察
RoomT

���℃

�mm

���℃

��μm

���℃

��秒後

再結晶

様々な温度における白金の粒成長その場観察

Recrystallized
grainsEBSD マッピング像（室温 , ���℃, ���℃）

SEM との連携を深めることで実験中に複数か所をモニタリングしドリフト補正も可能

観察領域の自動観察による
光学観察像と SEM 像光学顕微鏡用 カソードルミネセンスステージ

Cathodyne

ユーザーフレンドリーなソフトウエアによる完全制御、冷陰極の電流電圧制御による安定した電子ビーム「Cathodyne®」は、光学顕微鏡を用いて CL 観察するための全自動ステージです。ソフトウエアによる支援が充実しており、ステージ制御、電子銃制御を自動で行なえます。また観察窓に鉛ガラスを用いていないため CL の強度や特定の波長域でカットされるといったことがありません。発生する X 線は特許を取得している対物レンズカバーによって遮蔽され安全に使えます。オプションについてはお問い合わせください。
��� mm��� mm��� mm

高さ：�� mm
重さ：� kg

仕様表：Cathodyne
サイズ , 重量���×���×�� mm, � kg

保護

電子銃

ソフトウエアで電圧と電流を自動制御する冷陰極型

オプション

室温（オプション：加熱 / 冷却）使用温度> � mm

WD

応用例

電子銃

照明

外部光と X 線を遮蔽する対物レンズカバー

・ 反射光用の PC 制御型外部照明
・ ステージ制御用ジョイスティック・ 除振台・低照度用カメラ（複数種類）
・ ソフトウエア（ステージスキャン、画像処理）
・ 分光器（半定量 / 定量）

石油業界、地質学、鉱物学、半導体など

・地球科学
・岩石学、火山学、鉱物学 など

CL像

ダイヤモンド
CL像

���μm

可視光

可視光

�mm

貝殻●

人工ダイヤ ＊

CL像可視光●���μm＊

高温高圧実験後の天然ダイヤ ＊＊高温高圧合成ダイヤモンド タイプ IIa（試料提供：大曲新矢博士 - 産業総合技術研究所）【製造元】

真空チャンバーと電子銃＊＊

対物レンズカバー

天然単結晶ダイヤモンド（試料提供：寺崎英紀教授 - 岡山大学）【日本輸入販売代理店】※本カタログの製品の仕様等は、予告なく変更する事がございます。[����]〒���-���� 東京都千代田区富士見�-�-�ステージビルディング��階TEL ��-����-���� https://www.ads-img.co.jp●●

SEM用 加熱ステージ

SEM用 変形試験ステージ

光学顕微鏡用 全自動CLステージ
ソフトウエア支援SEM制御 ほか