絶縁接地抵抗計

KEW 6041BT

絶縁・簡易接地・電圧をこの1台で測定！
片手で使える複合試験器●動力の線間電圧も測定可能な電圧測定機能（最大440V）●ELBの誤作動を防ぐ2mA以下の測定電流(接地測定時)●作業ミスを防止する活線警告機能(絶縁・接地測定選択時)●画面が見えない状態でもブザーでお知らせコンパレータ機能●アプリで設定をカスタマイズ
使わない機能やレンジのON/OFF
最大測定表示値やコンパレータのしきい値を任意で設定●交換可能な4種の先端ピン
標準・ロング・モールドの3種が標準付属
高い場所にある分電盤での作業にオススメＬ型プローブ（別売）●Bluetooth 通信機能付
タブレットやスマートフォンに測定値を保存
Bluetooth

絶縁抵抗計

50/125/250/500V

簡易接地抵抗計
200/2000Ω

電圧計

AC/DC 440V

●製品の詳しい仕様・価格等はこちらからご確認いただけます絶縁抵抗測定●4レンジ（50/125/250/500V）●500V選択時には赤色バックライトで警告●オートディスチャージ機能

測定後に充電された電圧を自動的に放電します●活線警告機能

電圧が基準値以上の場合は赤色バックライトとブサーで活線警告し、測定ボタンを押しても測定を行わない安全設計●コンパレータ機能

測定値が基準値を下回った場合、赤色バックライトとブザーで警告します（基準値は専用アプリで変更が可能）
定格測定電圧
基

準値

50V

125V

250V

500V

0.100MΩ

0.100MΩ

0.200MΩ

0.400MΩ※出荷時

接地抵抗測定●200/2000Ωオートレンジ●漏電遮断器を動作させない2mA以下の試験電流●活線警告機能

電圧が30V以上で赤色バックライトとブサーで警告し、活線警告中は測定スイッチを押しても接地抵抗の測定はできません●コンパレータ機能

測定値が基準値を上回った場合、赤色バックライトとブザーで警告します（基準値は専用アプリで変更が可能）

簡易測定（2極法）の方法
補 助 接 地 棒 が 打 ち込 めない場 所 に
便 利な測定方法です。既存のできるだけ小さい接地抵抗の接地極、例えば 商用電源の共同アース、ビル等の避 雷 針 など を補 助 接 地 極 として 利用して、2極法で 測定します。一 般に
簡易測定は、既知のB種・C種の接地極を利用してD種接地を測定するような場合に有効です。

測定値Reコンセントの接地抵抗を測定

負荷の接地抵抗を測定

電圧測定●最大測定電圧440V●動力の線間電圧の測定が可能●歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定●直流/交流を自動で判別して測定

照度センサ搭載 暗所での測定をサポート●測定箇所を照らすLEDライトとLCDバックライトが自動点灯/消灯●暗い場所で光る蓄光操作ボタン採用

実物大アプリでさらに！

効率アップ！

リアルタイム表示と測定値記録機能

測定値をリアルタイム表示

測定データやファイルにコメント入力

測定場所の位置情報を自動登録

測定データをCSVで保存

メールに添付して報告書の作成

帳票作成 オリジナルのExcel帳票に測定データの入力が可能
帳票を作成する

記録値上限変更

お使いのExcel帳票を取り込めます

セルに入力する測定値の上限を設定可能で、報告書に記録する最大値を決めたい時に便利です

フォームを追加する

フォームを削除する

定型文
連携した製品のモデル名やシ
リアルNo.、日付を自動で表示でき、ユーザーの定型文を登録できます

測定値の自動入力機能

入力設定

測定した値は直接Excelに自動入力

・測定値やテキストを入力した後に移 動 するセ ル の 方 向 を選択可能

文字入力機能任意の文字入力が可能

横縦・測定値の自動入力をON/OFF
・測定単位の有無を選択
・測定値のホールド機能

本体の設定変更 各機能のオン／オフや基準値などをカスタマイズ
コンパレータ機能（絶縁抵抗・接地抵抗）

有効ファンクション設定

コンパレータ機能のON/OFFや、警告のしきい値を任意の値に設定変更が可能です

絶縁レンジの誤印加防止に！ 使わない機能をＯＦＦ!
電圧測定機能と絶縁抵抗測定の50V、500VレンジをOFFに設定した例

最大測定表示値の変更
電圧・絶縁抵抗・接地抵抗の最大表示値を任意で変更が可能です

絶縁抵抗測定125Vレンジでの抵抗の最大値を10MΩ
（任意の値）に設定した例※電圧機能をOFFにしても絶縁・接地抵抗機能の待機状態では電圧値を測定できます。

急な設定のリセットも簡単

出荷時

変更後

※

OFFにした機能を急遽使いたくなった場合は、計測器本体の切換ボタンを押しながら、電源ボタンを押して再起動することで、一時的に出荷時の設定に。アプリなしで実行できます※ 本 機 能 は一 時 的 なもの です 。アプリで 設 定 変 更された状 態をリセットし、完 全に初 期 状 態( 工 場 出 荷 状 態 )に戻 す 場 合 は別 途 操 作 が 必 要 です 。

● KEW 6041BT 仕様
絶縁抵抗計

電圧計

定 格 測 定 電 圧 50V
第一有効範囲 第二有効範囲レ

その他

定ン

125V

250V

測 定 範 囲 AC 2.0〜440.0V DC ±2.0〜±440.0V（AC/DC 2V以上で自動判別）

500V

ジ 2.000/20.00/200.0MΩ（オートレンジ）確

測 定 範 囲 0.100〜10.00MΩ 0.100〜25.0MΩ

0.100〜50.0MΩ

0.100〜100.0MΩ

中央表示値 1MΩ2MΩ確
度 ±2%rdg±2dgt

2MΩ

5MΩ

適度 AC ±1%rdg±4dgt / DC ±1%rdg±8dgt

合

規

使用

電度 ±5%rdg

外形寸

測 定 範 囲 0.000〜0.049MΩ

質

測 定 範 囲 10.01〜200.0MΩ 25.1〜200.0MΩ

確
格 電50.1〜200.0MΩ

100.1〜200.0MΩ

7248（ワニグチコードセット）
8072A（先端金具・標準）

1.0〜1.2mA@0.05MΩIEC 61010-031, IEC 60529（IP40）

池 単3形乾電池LR6（1.5V）×2
法 232（L）×51（W）×42（D）mm（先端金具・標準を装着時）量 約230g（電池を含む）

度 ±2%rdg±6dgt
流JIS C 1302：2018準拠, IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2

通信インターフェイス Bluetooth Ⓡ 5.0
動 作 温 湿 度 範 囲 -10〜50℃ 85%以下（結露のないこと）
保 存 温 湿 度 範 囲 -20〜60℃ 75%以下（結露のないこと）

測 定 範 囲 0.050〜0.099MΩ
確
度 ±2%rdg±4dgt
確

格@0.125MΩ

@0.25MΩ@0.5MΩ

開 放 回 路 電 圧 定格測定電圧の100〜120％
短 絡 電 流 1.5mA以内

本体付

属品

8017B（先端金具・ロング）
8253（先端金具・モールド）9161（携帯用ケース）

接地抵抗計

単3形乾電池LR6×2、取扱説明書

測 定 範 囲 200.0/2000Ω（オートレンジ）

別 売 オプション

確度 ±3%rdg±5dgt

出 力 電

流 200Ωレンジ:約1.6mA, 2000Ωレンジ:約0.7mA 周波数 825Hz

7296（L型プローブ）
9198（携帯用ケース L型プローブ用）● 本体付属品

78mm

8072A

先端金具・標準※8017B

先端金具・ロング8253

先端金具・モールド※ ご購入時は本体に装着されています。

7248

9161

ワニグチコードセット

携帯用ケース2,000mm

250（L）×115（W）×50（D）mm● 別売オプション

L 型プローブと本体を収納

7296 L 型プローブ

9198 携帯用ケース L 型プローブ用
326（L）×133（W）×89（D）mm

1,650mm対応のBluetooth® 搭載製品が1つのアプリで管理できる
iOS・Android™ KEW CONNECTシリーズ対応 測定記録アプリ

Android™アプリ

Google Playストアで無料配信しています

iOSアプリApp Storeで無料配信していますAndroid™、iOSの対応バージョンはホームページでご確認ください【ご注意】アプリケーションのダウンロードには別途通信量がかかる場合があります。 ※Bluetooth®はBluetooth SIG. Inc.の商標または登録商標です。
※Android™はGoogle LLC.の商標または登録商標です。 iOSはCisco Technology, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

安全にお使いいただくために ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください｡■お問い合わせ、ご用命は下記へ●このリーフレットは2024年2月現在のものです。記載内容は断りなく変更する場合があります。

6041BT̲3̲0̲Feb24̲SS̲jp