仕様

各部の名称
オンラインモデル（リアルタイム転送付き）

基
本
性
能画
像
表
示

F50A-ONL

F50B-ONL

測定視野角 ※1

35°×35°70°×70°

空間分解能

2.8mrad

5.3mrad

測定距離範囲30cm～∞※210cm～∞※3

フォーカス

フォーカスフリー検出器

2次元非冷却センサ（マイクロボロメータ）

測定波長8～14μm

記録画素数

240×240画素

フレームレート

7.5Hz

測定温度範囲-20℃～350℃ ※4

温度分解能

0.05℃ at 30℃

温度精度±2℃ or ±2％（指示値） ※5

オート機能

オートスケール/オートMAX/オートポイント

カラーパレット

7種類（オリーブ、レインボー、アイリス、輝度カラー、ホットアイアン、ホットホワイト、ホットブラック）

階調表示

256／128／64／16階調

可視画像表示CMOS

可視画像合成表示

ピクチャインピクチャ（任意トリミング可能）、ブレンディング（透過率可変合成、サイズ・位置調整可能）

表示機能

1～4倍連続デジタルズーム（熱画像・可視画像・合成表示）

記録・出力

ポイント温度測定

可動点ｘ5、温度サーチ（最高ｘ1、最低ｘ1）

エリア内温度計測

BOXｘ1 （エリア内の最高・最低・平均温度を表示）

ラインプロファイル

ラインｘ1

図形間温度差差分温度計算ｘ1

記録媒体

micro-SDカード（SDHC対応）※参考値

F50A-ONL（望遠）F50B-ONL（広角)熱画像：静止画（温度データ付JPEG、14bit）、可視像：静止画（JPEG、熱画像と同時記録）

連写記録

最大連写速度7.5Hz（最大10秒間）

インターバル記録

3秒～3600秒間隔、可視像同時記録

0.1---

0.53×0.53

0.13

0.13

トレンド
データ

トレンドデータをCSV形式で出力

0.30.84×0.84

0.20

0.20

1.59×1.59

0.39

0.39

プロファイルデータ

ラインプロファイルをCSV形式で出力

12.8×2.8

0.67

0.67

5.3×5.3

1.3

1.3

音声メモ

30秒間

テキストメモ

最大128文字ファイル転送

USB2.0（MTP)

リアルタイム転送

USB2.0 動画転送 ※6（熱画像・可視画像同時転送、最大7.5Hz）
4.8型HD（720ｘ1280） タッチパネル(静電容量式)

撮影補助機能電源

測定距離 と 測定視野

初心者でもカンタン
タッチパネルを生かした直観的操作

記録形式

表示装置

耐環境性

TOUCH PANEL

アラーム記録
放射率補正（画像全体、多点）、環境・背景温度補正、放射率テーブル機能

外部インターフェース

その他

51万画素（720×720）

温度補正機能

データ
記録

測定距離
水平視野範囲最小検知寸法[水平mm×垂直mm][m][m]

垂直視野範囲水平視野範囲最小検知寸法[水平mm×垂直mm][m][m]

F50A・F50B 画像比較

垂直視野範囲[m]※人からの距離は370cm、168cmの人F50Bで撮影

F50Aで撮影

LEDライト（カメラ部に搭載）

動作環境温度/湿度

カメラヘッド ： -20℃～70℃、90％RH（結露しないこと）※7
コントローラ ： -20℃～50℃、90％RH（結露しないこと）

保存温度/湿度

カメラヘッド ： -40℃～60℃、90％RH（結露しないこと）
コントローラ ： -40℃～60℃、90％RH（結露しないこと）

振動/衝撃

１ｍ落下、29.4m/s2（3G）、 294m/s2（30G）

防塵・防沫構造

保護等級 IP54相当

EMC

CE適合規格（クラスA）

バッテリ
パック

リチウムイオンバッテリ（コントローラに内蔵）、駆動時間：約4.0時間 （省電力モード併用）

ACアダプタAC100V～240V、50/60Hz（USB給電式、micro B コネクタ）

外形寸法

F50

FREE STYLE サーモグラフィ

アラーム表示、アラーム音、色アラーム(ISO）

アラーム機能計
測機
能InfReC Thermo FLEX

カメラヘッド：約30mm×40mm×130mm（突起部、ケーブル含まず）
コントローラ：約169mm（H）×92mm（W）×24.5mm（D）（突起部、ケーブル含まず）

質量

カメラヘッド：約100gコントローラ：約400g ※バッテリ内蔵、ケーブル含まず

標準付属品

キャリングケ－ス、microSDカ－ド、microSDカードアダプタ、
USB ACアダプタ、micro USBケ－ブル(給電、通信兼用)、
ネックストラップ、取扱説明書、標準添付ソフト(NS9500LT)※1交差：±5％ ※2 温度精度の保証範囲は100cm～∞ ※3 温度精度の保証範囲は30cm～∞ ※4 カメラ
ヘッドの動作環境温度：15℃以上の場合（15℃未満の場合：-20℃～300℃） ※5 カメラヘッドの動作環境
温度：0～40℃ （それ以外：±4℃または±4％） ※6 動画転送は、InfReC Analyzer NS9500
Professional（オプション）が別途必要 ※7 60℃を超える高温環境下でカメラヘッドを使用する場合、可視カメラは高温保護機能によりOFFされ、画像は表示・保存されません。

オプション
カメラグリップ

F50トライポッドカメラグリップ MT-16

・材質：ABS樹脂、アルミニウム
・本体寸法：約φ34mm×220mm（折りたたみ時）
・本体質量：170g

ケーブル

5mロングケーブル IRU-CF5L5M

・コネクトタイプ：micro USB Type-B
・ケーブル長：約5ｍ
・耐環境性：IP64 ※カメラヘッド、コントローラー接続時

セミナー案内赤外線やサーモグラフィの基礎を学びたい方へのオンラインセミナーや専門家が講師の特別セミナーなどを開催しています。
非破壊検査や 状態監視などの 基本から測定の応用も学べるセミナーもありますので、ぜひご検討ください。

本製品に関する注意事項●記載の赤外線サーモグラフィ装置は外国為替および外国貿易法の規定によりキャッチオール規制貨物等に該当します。日本国外に輸出する場合は仕向地および使用者の業種、使用目的によっては日本国政府の輸出許可が必要です。
●記載されている会社名及び商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●カタログ中の画面はハメコミ合成です。
●記載の仕様・デザイン・価格等は改善のため予告なしに変更する場合があります。また、写真の色は印刷のため実 際の商品の色と多少異なる場合があります。

安全に関するご注意
ご使用の際は、製品に添付されている取扱説明書の「警告・注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。高温、多湿、水、ほこり、腐食性ガスの多い場所に設置しないでください。

https://www.avio.co.jp/
センシングソリューション事業部
本社営業部 〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4475島村ﾋﾞﾙ
TEL 045-287-0303 FAX 045-287-0307
中部支店〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-17-6 ﾅｶﾄｳ丸の内ﾋﾞﾙ
TEL 052-951-2926 FAX 052-971-1327
西日本支店 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1-11-16新大阪CSPﾋﾞﾙ
TEL 06-6304-7361 FAX 06-6304-7363
福岡営業所 〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町2-24 ﾛｯｸｼｬﾛｰｽﾞHAKATA606
TEL 092-686-1960 FAX 092-686-1961

お問い合わせ、ご用命は下記まで●本カタログの記載内容は2024年7月現在のものです。

CAT.No. 430-056-J

2407-00-Rv7

REMOVABLE
シーンにあわせて自在に使える
脱着式のカメラヘッド

＜研究開発＞や＜点検業務＞にも マルチに活用できる
温度の変化を見たい– 変化状況を見える化 –時系列での温度変化を記録する

任意の直線上の温度勾配をグラフ化する

FREE STYLEで使える 赤外線サーモグラフィカメラ
脱着型だからできる–フリースタイルな機能 –

耐久性に優れたカメラヘッドで測定できる

直感的に使える画面
タッチパネルによる直感的な操作が可能
熱画像の下には、トレンドグラフや、ラインプロファイルの表示画面を配置【デフォルト設定】

ー20℃から70℃までの環境に対応
恒温槽の中での測定も可能「温度トレンドグラフ機能」を搭載
PCに接続せずにコントローラで温度変化を確認できる
解析作業を大幅に効率アップ「ラインプロファイル機能」を搭載
変化の大きさを定量化したり、繰返しパターンの存在を検出するなどに役立つ任意のポイントや領域の温度を測定する

計測終了と同時にCSV形式でデータを保存※保護等級

カスタマイズボタン

ON／OFF
３つのボタンによく使う機能を ●オートスケール
任意に割り当てることができる（温度調整）
ボタンに色がついており●画像回転
感覚的に操作が行える

IP54相当※恒温層の中に入れる際は結露が起きないように注意が必要

脱着型だからこそ可能な使い方●ＬＥＤライト

わかりやすい画像機能
可視画像合成表示2～3階までの外壁調査例

熱画像と可視画像の透過合成比率をスライドゲージで調整できる
着目したい箇所のみ熱画像の合成範囲を自在にトリミングすることも可能

画像回転
任意ポイントモード

エリアモード任意の点を指定し温度値を取得

任意の領域を指定し温度値を取得

異常発熱をキャッチする
トリガ機能で指定した条件のみ計測する°C

グラフ化された数値はCSV形式で保存できるため、PCへ転送してExcelなどでトレンドグラフを再現できる– 必要なデータのみ計測 –しきい値になったらアラーム発報させる

測定物の温度が設定した条件になったときに 計測開始

トリガ
設定温度
測定物
温度

自撮り棒につけて手の届かない場所や危険な場所も楽々測定

5mのロングケーブルを利用することで､延伸棒に付けての測定が可能

90°単位で画面回転させ測定可能
測定しづらい箇所も画面を回転させて正確に測ることができる

リアルタイムで転送･解析– PC連携で広がる拡張性 –USB接続で赤外/可視動画収録

PCに接続してリアルタイム転送・解析

熱画像と可視画像をUSB経由でパソコンにリアルタイムで転送できる

時間■設定によって時間と枚数をコントロールできる動作トリガ
・インターバル設定(記録間隔)：3秒～1時間
・記録枚数：1～1000枚

カメラヘッドを三脚ネジで固定し顕微鏡スタイル

温度条件を設定し その条件を満たした
場合、アラームを発報できる
アラーム発報は、メッセージ表示か音または 両方から選択可能

色アラームで特定の温度範囲を強調表示する

USBケーブルで、コントローラとパソコンを接続する
コントローラ：マイクロUSBコネクタ
パソコン：USBコネクタ（黒）ACアダプタ ：USBコネクタ（赤）・USB2.0によりPCへ最大7.5Hzで熱画像と可視画像を同時転送
・温度データ付き動画ファイル（SVX）または温度データ付き静止画ファイル（JPEG）をPCに保存することができる「カメラコントロール」「リアルタイム計測・解析」を オンライン操作できるソフトウェア
専用ソフトウエア 高機能オンライン解析プログラム

InfReC Analyzer NS9500 Professional for F50
カメラコントロール

いつ発生するかわからない現象の測定に役立つ指定した温度以上になったら計測を開始し必要な分だけデータ記録を行えるため、常設ではなく 随時に監視したい場合などに使える指定した温度範囲とそれ以外の範囲を異なるカラーパレットで表示することが可能
その部分だけが異なる色で表示され、しきい値以上の箇所が解りやすく判定が容易にできる

PCから測定レンジの選択、温度表示設定、キャリブレーション実施などの遠隔制御が可能

リアルタイム計測
測定ポイント(最大10点)、BOX内の最高/最低/平均温度をリアルタイムに表示

リアルタイム画像表示＆収録
熱画像、可視画像、合成画像をリアルタイムに表示し、PC(HDD)へ同時収録

トレンドグラフ表示
計測中にトレンドグラフをリアルタイム表示､トレンドデータはCSVファイルへ出力可能