コンパクト・USB3.0

ソフトウェア Gryphax

顕微鏡用CMOSカメラ

Gryphax カメラには、ソフトウェア『Gryphax』がバンドルされています。Windows, Mac, Linux に対応しており、直観的で使いやすいソフトウェアで、顕微鏡観察に最適な機能を備えています。

大面積のサンプルの複数の個別画像を解像度や画素数を損なう事なく、自動的に � 枚の全景画像につなぎ合わせることができるパノラマツールや、異なる焦点深度の画像を撮影・ステッチし、全てにピントの合った � 枚の画像を作成するZ スタッキングツールなど、ワークフローを円滑に進める機能を多数備えています。

主な機能• 自動露出 ＆ 早い露光制御• タイムラプス（連続撮影）• ライブマルチフォーカス / Z- スタック
• リアルタイム ヒストグラム• 画像補正（シャープネス・ノイズ・ダイナミック・カラー）• マルチ蛍光撮影• 計測・注釈• ビデオ録画

パノラマ /
イメージステッチ

Z-スタッキング /マルチフォーカス

タイムラプス /ビデオ

複数の画像をキャプチャー＆自動ステッチ

異なる焦点深度の画像をキャプチャー＆ス

画像のタイムラプス（連続撮影）及び、ビ事ができます。の画像を得る事ができます。

ボタンから簡単に撮影できます。

を行う事で、� 枚の高解像度の画像を得る【製造元】

テッチを行い、全てにピントの合った � 枚【日本輸入販売代理店】

デオ撮影を行います。画面上部の「REC」※本カタログの製品の仕様等は、予告なく変更する事がございます。[����]〒���-���� 東京都千代田区富士見�-�-�ステージビルディング��階TEL ��-����-���� https://www.ads-img.co.jp

全ての顕微鏡ワークステーションを洗練

高い汎用性

Gryphax シリーズ顕微鏡用カメラは、全ての顕微鏡ワークステーションを洗練します。

-

高画質・高精細-プロフェッショナルな画像品質とトゥルーカラー-

顕微鏡観察に最適なセンサーを採用-

Jenoptik 社（ドイツ）が開発した顕微鏡用デジタルカメラは、光学顕微鏡・蛍光顕微

鏡やマクロ撮影、明視野観察や暗視野観察や蛍光観察用途などのライフサイエンス分野に最適なカメラです。新しく開発された、顕微鏡用カメラ「Gryphax シリーズ」は、ミク

全ての顕微鏡ブランドに適したカメラ

顕微鏡観察に適したソフトウェアが含まれており、コストパフォーマンスに優れます。
サードパーティソフトサポート

フル HD でライブ画像

安定性・信頼性の高い研究ツール

使いやすさ-

USB�.� インターフェース--信頼性の高いハードウェア-

ロの世界をスムーズかつ簡単に観察する事に適した、理想的なデジタルカメラです。直観-

Windows / Mac / Linux 全てのプラットフォームで同一のGUI-

直観的なソフトウェア-

迅速・簡単なインストール

C マウント・コンパクト設計
ソフトウェアサポート＆OS の互換性的で顕微鏡観察に適した機能を多く搭載したソフトウェアと、USB�.� インターフェースを備えたエレガントなカメラは、革新的なデザインコンセプトでもって、ラボでの観察に最適です。

Gryphax シリーズ

カメラモデル

仕様一覧表

特長センサータイプ

AVIOR

ALTAIR��� 万画素・コスト効率の高い

ARKTUR���� 万画素・高解像度

NAOS

��� 万画素・�K LIVE��� 万画素・明視野, 微弱光

カラー

カラー （measured）

カラー （measured）

裏面照射CMOS（Sony）

裏面照射CMOS（Sony）

裏面照射CMOS（Sony）

フルセンサー解像度

����×���� pixel

����×���� pixel

����×���� pixel

����×���� pixel

ピクセルサイズ�.��×�.�� μm

�.��×�.�� μm

�.�×�.� μm

�.�×�.� μm

シャッターモード

ローリングシャッター

カメラ解像度（LIVEモード）

����×����（～�� fps）

センサーサイズ， 対角転送方式

カメラ解像度（RECORDモード）
カメラ解像度（VIDEOモード）

カメラ解像度（SLOW MOTIONモード）
露光時間（LIVE）

露光時間（RECORD）
ゲイン

冷却機構

カラー

カラー

カラー

�/�.��"， �.� mm

�/�"， �.� mm
All pixel scan

�/�"， ��.� mm
All pixel scan

All pixel scanローリングシャッター

ローリングシャッター

����×��� /����×���� /����×����

����×���� /����×����

����×����（～�� fps）

����×����（～�� fps）

�� μs ～ � s�� μs ～ � s����×����（～�� fps）

����×���� pixel

����×���� pixel

����×���� pixel

裏面照射CMOS（Sony）

裏面照射CMOS（Sony）

裏面照射CMOS（Sony）

����×���� pixel

����×���� pixel

����×���� pixel

モノクロ

モノクロ

�/�.�"， ��.� mm

�/�.�"， ��.� mm

�/�.�"， ��.� mm

All pixel scan

All pixel scan

All pixel scan

All pixel scan

All pixel scan

All pixel scan

All pixel scan

グローバルシャッター

���×���（��� fps）/
����×����（��� fps）

����×���� /����×���� /����×����

���×��� / ����×���� /����×���� / ����×���� /����×����

����×����（～�� fps）

����×����（～�� fps）

グローバルシャッター

���×��� /����×����

����×���� pixel

グローバルシャッター

ローリングシャッター

���×���（�� fps）/
����×����（�� fps） /����×����（�� fps）
���×��� /����×���� /����×����

����×����（～�� fps）

�� μs ～ � s�� μs ～ � s�� μs ～ � s

��μs ～ �� s�� μs ～ �� s�� μs ～ �� s

NONONONOYES ***YES ***

Max. ��

�.��×�.�� μm

����×����（～�� fps）

��μs ～ �� sMax. ��

�.�×�.� μm **����×����（～�� fps）

�� μs ～ �� s�� μs ～ � sグローバルシャッター
����×����（�� fps）

�� μs ～ �� s

��μs ～ � s�.��×�.�� μm

���×���（��� fps）/
����×����（��� fps）

����×����（～��� fps）

Max. ��WEGA

��� 万画素・フルHD

�/�.�"， ��.� mm�.��×�.�� μm

����×����（～��� fps）

Max. ��RIGEL

��� 万画素・微弱光, 高速

�/�.�"， ��.� mm

�.��×�.�� μm

����×����（～�� fps）

Max. ��

モノクロ

裏面照射CMOS（Sony）

����×����（～�� fps）
��μs ～ � s

カラー

裏面照射CMOS（Sony）

����×����（～�� fps）

����×����（～�� fps）

POLARIS��� 万画素・高感度, 蛍光用

�/�.�"， ��.� mm

����×����（�� fps）/
����×����（�� fps）

����×���� /����×���� /����×����

裏面照射CMOS（Sony）

SUBRA

��� 万画素・フルHD�"， ��.� mm

ローリングシャッター

����×����（�� fps）/
����×����（�� fps）/
����×����（�� fps）

����×���（�� fps）/
����×����（�� fps）

KAPELLA���� 万画素・フラグシップ機

裏面照射CMOS（Sony）

カラー／モノクロ

PROKYON���� 万画素・高解像度

Max. ��

�.��×�.�� μm

グローバルシャッター

�/�.��"， �,� mm
�.�×�.� μm

All pixel scanローリングシャッター

����×���（�� fps）/
����×����（�� fps）

���×��� /����×����

����×����

����×��� /����×����

����×����（～�� fps）

����×����（～�� fps）

�� μs ～ � s�� μs ～ � s�� μs ～ �� s

��μs ～ �� s�� μs ～ ��� s�� μs ～ �� sNONO

YES ***NOMax. ��

Max. ��

モノクロ

����×���� pixel

����×����（�� fps）

����×����（～��� fps）

Max. ��

裏面照射CMOS（Sony）

���×���（��� fps）/
����×����（��� fps）

����×����（～�� fps）

����×����（～�� fps）

BETRIA��� 万画素・コスト効率の高い

����×����（～�� fps）

Max. ��

����×���（～�� fps）
����×���（～�� fps）
�� μs ～ � s�� μs ～ �� sMax. ��NO

A/D コンバーター ｜ デジタル出力

�� bit ｜ ��bit�� bit ｜ ��bit�� bit ｜ ��bit�� bit ｜ ��bit�� bit ｜ ��bit�� bit ｜ ��bit�� bit ｜ ��bit�� bit ｜ ��bit�� bit ｜ ��bit�� bit ｜ ��bit�� bit ｜ ��bit

飽和容量＠��� nm （green）*

�.�� QE （λ）

�.�� QE （λ）

�.�� QE （λ）

�.�� QE （λ）

�.� QE （λ）

�.� QE （λ）

�.�� QE （λ）

�.�� QE （λ）

�.�� QE （λ）

�.�� QE （λ）

�.�� QE （λ）

��.��� e-��.��� e-��.��� e-��.��� e-��.��� e-��.��� e-��.��� e-���.��� e-��.��� e-��.��� e-��.��� e-

Absolute sensitivity threshold *Dark Noise ［DN/e-］*

Saturation capacity *ダイナミックレンジ *フィルター

�.� e-

�.� DN / � e-

ハードウェアトリガー

重量

消費電力

電源スイッチ�.� DN / � e-

�� dB

�� dB

�� dB

IR cut （オプション：clear-glass）

NO

約�.� W�.� e-

�.� DN / � e-�.� DN / � e-

�� dB

寸法

�.� e-

�.� e-

約 ��� g

約�W

インターフェース

�.� DN / � e��.� dB

�.� e-

�.� DN / � e�� dB

�.� e-�.� DN / � e�� dB

�.� e-

��.� e-�.� DN / �� e-�.� DN / � e-

�� dB

�� dB

約 ��� g約 �.� WYes

約�W

�.� DN / � e�� dB

clear-glass （オプション：IR cut）

OUT�� mm×�� mm×�� mm

�.� e-

約 ��� g�.� e-

�.� DN / � e�� dB

約 �.� W

USB �.�

Cマウント

対応マウント-��℃ ～ +��℃

保管温度+��℃ ～ +��℃ （結露なきこと）

動作温度

Yes

環境規制（CE/WEEE/RoHS/China RoHS）* based on EMVA ���� standard compliance** �.�×�.� μm ＠����×���� pixel*** unique vibration-free software cooling developed by JENOPTIK�.� e-

推奨システム要件

CPU ： Intel i� Quad-Core（min. �.� GHz）または同等品
メモリ ： � GB RAM（dual-channel）

インターフェース ： USB �.�（電源ケーブルは必要ありません）
OS ： �� Bit Win ��（build ���� 以上） / macOS Catalina or Big Sur / Linux Ubuntu ��.�� LTS

ソフトウェア ： GRYPHAX APP / Twain APP / DirectX APP /Micro-Manager / MetaMorph / Software development kit

モニター 解像度 ： ����×���� pixel 以上 （ALTAIR、ARKTUR、NAOS、BETRIA）
����×���� pixe 以上（AVIOR、PROKYON、KAPELLA、SUBRA、POLARIS、RIGEL、WEGA）

コンパクト・USB3.0

ソフトウェア Gryphax

顕微鏡用CMOSカメラ

Gryphax カメラには、ソフトウェア『Gryphax』がバンドルされています。Windows, Mac, Linux に対応しており、直観的で使いやすいソフトウェアで、顕微鏡観察に最適な機能を備えています。

大面積のサンプルの複数の個別画像を解像度や画素数を損なう事なく、自動的に � 枚の全景画像につなぎ合わせることができるパノラマツールや、異なる焦点深度の画像を撮影・ステッチし、全てにピントの合った � 枚の画像を作成するZ スタッキングツールなど、ワークフローを円滑に進める機能を多数備えています。

主な機能• 自動露出 ＆ 早い露光制御• タイムラプス（連続撮影）• ライブマルチフォーカス / Z- スタック
• リアルタイム ヒストグラム• 画像補正（シャープネス・ノイズ・ダイナミック・カラー）• マルチ蛍光撮影• 計測・注釈• ビデオ録画

パノラマ /
イメージステッチ

Z-スタッキング /マルチフォーカス

タイムラプス /ビデオ

複数の画像をキャプチャー＆自動ステッチ

異なる焦点深度の画像をキャプチャー＆ス画像のタイムラプス（連続撮影）及び、ビ事ができます。の画像を得る事ができます。

ボタンから簡単に撮影できます。

を行う事で、� 枚の高解像度の画像を得る【製造元】

テッチを行い、全てにピントの合った � 枚【日本輸入販売代理店】

デオ撮影を行います。画面上部の「REC」※本カタログの製品の仕様等は、予告なく変更する事がございます。[����]〒���-���� 東京都千代田区富士見�-�-�ステージビルディング��階TEL ��-����-���� https://www.ads-img.co.jp