Infrared Thermal Imaging Camera

赤外線

特定波長

R300BP series
非冷却型センサ搭載でメンテナンスフリー
特定波長計測用サーモグラフィカメラ誕生
R300BP-OF
R300BP-TF

火炎計測
火炎越し計測R300BP-TG
R300BP-OG

ガラス越し計測
ガラス表面計測

赤外線

特定波長

R300BP series
特長

非冷却型センサで低価格化とメンテナンスフリーを実現！
■「国産」非冷却型センサの優れた感度特性が短波長帯まで検出■ 低価格化を実現、さらに高額なセンサ冷却器のメンテナンスが不要

優れた操作性と機動性で、厳しい測定環境下でも素早く測定■ バッテリ駆動でわずか1.5kg の小型・軽量 ※１■ 様々なアングルで撮影可能な回転式 LCD モニタを搭載■ソフトウェアで解析可能な動画を SD カードに記録（最速 10Hz） これにより短時間で必要なデータを収録可能
可動式LCDモニタ＆ビューファインダ

SDカードに動画記録保存

SDカードに保存

ソフトウェアで解析可能な動画をＳＤカードに記録（最速 10Hz）、これにより短時間で必要なデータを記録できます。
▲

熱画像

モニタは270°回転し、さまざまなアングルに対応可能

リアルタイム解析が可能なソフトウェア NS9500Pro を標準添付■ カメラと PC を USB で接続して、最速 60Hz の高速動画を PC に収録可能■ 熱画像と同時に可視画像の動画を PC に収録可能（最速 7.5Hz）■ 任意点（最大10 点）やエリア内の最高 / 最低 / 平均温度を測定しながら、トレンドグラフをリアルタイムに表示■ 収録されたデータを多彩な機能で解析でき、CSV 出力からレポート作成までサポート

測定者を輻射熱から保護する防護シールド■ 焼却炉などからの膨大な輻射熱測定者を護る防護シールドを標準添付

防護シールド標準添付

一般計測用 0 〜 500℃レンジ（オプション）を追加可能■ 8 〜14μｍの測定波長で 0 〜 500℃レンジを測定できるオプションレンジを追加可能。カメラ１台で、特殊計測と一般計測に対応

条件に合わせた特注にも対応■ 測定対象や測定波長に合わせて最適なサーモグラフィカメラをご提案。特注に対応いたします。

※１：防護シールド含まず※２：条件によっては対応できない場合があります。

製品ラインナップ●火炎越し計測モデル R300BP-TFR300BP-TF は、火 炎や 燃 焼 時 のガスに吸収されにくい3.8μｍの波長に感度を持たせた、火炎越し計測用サーモグラ
フィカメラです。
石油火力炉や石油精製炉などの稼動を停止させることなく炉内をリアルタイムに撮影することができ、クリンカ付着や配管コークの点検が簡単に行えます。
折りたたみ式の防護シールドにより、焼却炉の膨大な輻射熱から作業者の安全を確保しながら撮影が可能です。

ボイラー内 可視画像
ボイラー内 熱画像
（火炎の影響で壁面、バーナーの様子がわからない）（火炎の影響無く、壁面やバーナーの確認ができる）●火炎計測モデル R300BP-OF
R300BP-OF は、火炎の放射エネルギーが高い 4.25 〜4.75μｍの波長に感度をもたせた、火炎温度計測用サーモグ
ラフィカメラです。
非接触式ですので、火炎の形状に影響を与えることなく、安全な距離を保って計測することが可能です。燃焼試験や金属の溶接作業、切断作業における火炎温度の計測に有効です。
一般的なサーモカメラ 熱画像（火炎の温度が実際より低く表示）

火炎計測用サーモカメラ 熱画像（火炎温度を正確に測定できる）

チャンバーの外観イメージ

チャンバー内にある試験体（熱画像）

ガラス成形後の冷却工程の様子

ガラス成形後の冷却工程（熱画像）●ガラス越し計測モデル R300BP-TG
R300BP-TG は、石英ガラスを透過する 3.46μｍ の波長に感 度をもたせた、ガラス越し計 測用サーモグラフィカメラです。
真空チャンバー内の試験体の温度評価をしたい、最新型の高性能ランプの内部温度をモニタリングしたいなど、ガラス越しで温度計測をしたいというニーズに有効です。

●ガラス表面計測モデル R300BP-OG
R300BP-OG は、ガラスの放射率の高い 5.2 〜 7.4μｍの赤外線波長に感度をもたせた、ガラス表面温度計測用サーモグラフィカメラです。
溶融ガラスや成形・徐 冷時のガラスの温度を、非接触で品質を保ちながら安全かつ正確に計測できるため、適切な温度コントロールが行えます。
これにより製 造時間の最 適化、安定した品質 維 持、更には、歩留まりの改善につながります。

火炎越し計測モデル
R300BP-TF

機 能検出器

2 次元非冷却センサ（マイクロボロメータ）

測定温度範囲 ※1

400℃〜 1,500℃

測定波長 ※1

温度分解能（SN 改善時）

基本性能

温度精度 ※1, ※2

4.0℃ at 400℃

1.5℃ at 600℃

±44℃

3.0μm 〜 3.5μm

400℃〜 1,500℃±4％（指示値）±4％（指示値）±4％（指示値）320 (H) × 240 (V)1.0℃ at 500℃

1.0℃ at 400℃

※322°（H）×17°（V）（標準レンズ搭載時）

空間分解能

標準時：1.2mrad、超解像時（SR モード）
：0.8mrad 相当 ※4

オート機能

オートスケール、オートフォーカス、フルオート

カラーパレット
階調表示

可視画像表示可視画像合成50cm 〜∞（標準レンズ搭載時）

オリーブ、レインボー、アイリス、輝度カラー、ホットアイアン、ホットホワイト、ホットブラック
256 ／32 ／16 ／8 階調
CMOS 310 万画素

並列、FUSION（透過合成可能）、ピクチャインピクチャ（透過合成可能）

表示機能

1 〜 4 倍連続デジタルズーム（表示位置スクロール機能付き）、グリッド表示、9 画像マルチ画像表示（静止画像再生時）

ポイント温度計測

可動点 ×10、温度サーチ（最高点 ×1、最低点 ×1）、2 点間温度差

画質改善

エリア内温度計測

ラインプロファイルアラーム機能温度補正機能

放射率補正

記録媒体

データ記録

アベレージング（残像除去機能付）、フィルタリング、エッジ強調
BOX×5 エリア内の最高・平均・最低温度を表示
水平／垂直／水平＋垂直

アラーム表示、アラーム音、色アラーム（ISO）、アラーム記録、アラーム信号出力
放射率補正、背景温度補正、NUC、基準ドリフト補正
多点放射率補正、放射率逆算機能
SD カード、SDHC 対応

静止画（温度データ付 JPEG、14bit）、可視画像同時記録

超解像（SR）
モード○

SD 動画記録

最大 10フレーム / 秒

外部トリガー記録○

テキストメモ最大 128 文字 SD カードより読み込み熱画像に添付

クイックパノラマモード
インターバル記録
音声メモ
USB2.0

ビデオ出力

アラーム出力外部トリガー入力

表示装置

撮影補助機能耐環
境性5.2μm 〜 7.4μm

500℃〜 1,000℃

標準時：320（H）×240（V）画素、超解像時（SR モード）：640（H）×480（V）画素

記録・
出力

ガラス表面計測モデル
R300BP-OG

600℃〜 2,000℃

記録画素数

測定距離範囲その他

4.25μm 〜 4.75μm

60Hz

測定視野角計測機
能3.7μm 〜 3.9μm

ガラス越し計測モデル
R300BP-TG

フレームレート
検出器画素数画像
表示

火炎計測モデル
R300BP-OF

横方向約 70°相当／縦方向約 52°相当

3 秒〜 60 分間隔、可視画像同時記録
30 秒間

マスストレージ、動画転送（熱画像：最大 60Hz、可視画像：最大 7.5Hz）
NTSC ／ PAL 切替 ピンコネクタ
無電圧接点信号
パルス信号

3.5 型カラー液晶モニタ（チルト機構付）、カラー液晶ビューファインダ（チルト機構付）レーザポインタ（赤色クラス２、PSC 適合品）、LED ライト、操作リモコン

動作環境温度 / 湿度

−15℃〜 50℃、90％RH（結露しないこと）

保存温度 / 湿度−40℃〜 70℃、90％RH（結露しないこと）

振動、衝撃
防塵・防沫構造

バッテリ駆動時間

防護シールド未装着時：29.4m/sec2（3G）、294m/sec2（30G）
防護シールド装着時 ： 9.8m/sec 2（1G）、98m/sec2（10G）
保護等級 IP54 相当
2 時間

AC 電源

AC100V 〜 220V、50 ／ 60Hz

質量1.5ｋg 以下、バッテリ含む（防護シールド含まず）

約 121mm（H）×105mm（W）×193mm（D）（突起部および防護シールド含まず）

外形寸法
標準付属品

キャリングケース ×1、バッテリパック ×1、バッテリチャージャー×1、AC アダプタ ×1、SD カード ×1、USB ケーブル×1、ワイヤードリモコン×1、取扱説明書 ×1、ネックストラップ ×1、レンズ保護キャップ ×１、体験版・無償ソフト×1、防護シールド ×1、防護ウィンドウ ×1

標準付属 PC ソフト

InfReC Analyzer NS9500Pro※1 上記仕様以外も特注対応が可能ですので、ご相談ください。
※2 温度精度は、弊社の黒体炉に対する値※3 静止画のみ※4 手振れ等の効果による特徴の抽出により、複数画像の合成処理が適切に実施された場合■本製品についての注意事項
本製品にて火炎越し計測、火炎温度計測、ガラス越し計測、ガラス表面温度計測を行う際、対象物や対象物温度の条件によっては、正確な温度計測が行えない場合があり、特注フィルタや技術的調整が必要になる場合がございます。当社では、赤外線機器開発において永年培った技術を保有しており、お客様のご要望にお応えできる体制を整えておりますので、営業部門へお気軽にご相談をお願い致します。

グループＡ

https://www.avio.co.jp/
ｾﾝｼﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部
営業部

TEL 045-287-0303 FAX 045-287-0307〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4475 島村ビル中部 支店

TEL 052-951-2926 FAX 052-971-1327〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-17-6 ナカトウ丸の内ビル

西 日本支店

TEL 06-6304-7361 FAX 06-6304-7363〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1-11-16 新大阪CSPビル

福岡営業所

TEL 092-686-1960 FAX 092-686-1961〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町2-24 ロックシャローズHAKATA606号室●本カタログの記載内容は 2023年 3月現在のものです。

CAT.No.430-065-J

2303-00-Rv3