２周波ＲＴＫ-ＧＮＳＳ受信機
GEO WALKER

計測をもっと 手軽に 快適にスターターセットが新登場
必要なモノはすべてコミコミ

計測アプリは自分で選びたい

アプリ端末 セット端末 セットGEO WALKER

123
4

NTT docomo

GNSS 配信サービス

IoT 高精度位置情報サービス (1年分)

京セラ

高耐久スマートフォン

23

DuraForce PRO2

福井コンピュータ

GEO WALKER

1

現場計測アプリ

FIELD-TERRACE Std (1年分)

商品コード型式

希望小売価格 ( ) 内税込

225630GW01-DF\700,000 (\770,000)

NTT docomo

GNSS 配信サービス

IoT 高精度位置情報サービス (1年分)

京セラ

高耐久スマートフォン

DuraForce PRO2

商品コード型式

希望小売価格 ( ) 内税込

225631

GW01-D\658,000 (\723,800)● フィールドテラスおよび IoT 高精度位置情報サービスのご利用可能期間は 1 年間です。

翌年以降のご利用をご希望される場合はユーザー様にてご手配ください。

● フィールドテラスには Std 版と Pro 版があり、アプリ端末セットに含まれているプランはStd 版です。

測設、丁張設置などの現場の位置出し作業を効率化。

現場計測アプリStd

シンプルな機能と操作性で簡単に利用でき、土木施工現場で必要な計算機能を多数搭載しています。

NMEA 入力で受信品質を確認

図面を背景に作業可能「受信している値は大丈夫？」「図面上で今どこだろう？」「どのぐらいの精度かな？」
受信品質を確認できるため、安心して計測が可能です。

戻る受信品質NMEA / GGA
品質 Fixed①
衛星数 10
緯度 36°34ʼ38” 4329
経度 139°34ʼ38” 4329
楕円体高 40.20m① 受信ステータス表示
Fixed： 精度良
Float ： 精度悪 など

NMEA / GSA
PDOP 6.68
HDOP 7.51
VDOP 8.75② 測位精度の目安
3.0 より小さい方が良い③ 数値 ( 単位 :m) の範囲内に63~68% の確立で存在②

高度RMS 0.348

座標

誘導

平面座標

背景に図面を表示しながら、終了

測設-座標「次の目標点はもっと先かな？」目標点 L1

L5

図面

T2NO.3

L3L4

現場での位置出しが可能なため、R現在地の確認や、目標点までのT1ことができます。

③

R3R4

L2

距離感を比較的簡単につかむ

NMEA / GST
緯度RMS 0.081
経度RMS 0.709

条件

L1

R2

距離 0.006

設計

測距

X
YＺ-116072.559 X-83137.772 Y-0.000 Ｚ

実測-116072.559-83137.766-0.000記録

法面出来形管理
任意の位置で設計と現況の状況比較ができ、施工管理業務の効率化はもちろん、検査時の出来形確認にも活用できます。
設計との差異を確認することが可能

他にも便利な機能を多数搭載 !

高耐久スマートフォン
粉塵と騒音の飛び交う工事現場など従来のスマートフォンが苦手としていた使用環境でも、安心して使用可能な高耐久スマートフォンです。

防塵防水性能 IP68

1.5ｍ落下試験

使用温度 -21~50℃

誰でもＧＮＳＳ測量ができる時代に
ＧＮＳＳとは ?
Ｇlobal Navigation Satellite System( 衛星測位システム ) の略で、米国の GPS、日本の QZSS、ロシアの GLONASS、ヨーロッパの Galileo などの衛星測位システムの総称です。
日本の QZSS は「みちびき」という名前でよく知られています。

ＧＮＳＳ受信機とは ?
GNSS から信号を受け取る機械のことを指します。受信機は GNSS から衛星の位置、時刻などを取得し、電波が到達するまでに要した時間を距離に変換することで、現在の位置情報を知ることができます。精度が粗いものはスマートフォンやカーナビに搭載されています。

ＲＴＫとは ?
位置を測位する方法にはいくつかあり、種類によって精度が異なり、適した活用分野も異なります。
その方法の一つにＲＴＫという測位方法があり、基準局用と移動局用の２つの受信機で電波を受信し、基準局から移動局へ送られた補正データを計算することで、精度の高い位置情報の取得が可能になります。

ネットワークＲＴＫとは ?
基準局用の受信機が必要な通常の RTK に対して、ネットワークＲＴＫは、周辺の電子基準点から補正情報を得る測位方法です。現場付近に基準局を設置する必要がないため手軽に測位可能です。
※補正情報取得には、別途配信会社との契約 ( 有料 ) が必要です。

GNSS 衛星

GNSS 衛星

GNSS 衛星を受信して測位した情報補正情報を送信

補正情報

cm レベルの測位結果補正情報を送信
補正データ
配信会社

基準局
移動局

※電子基準点を使用する
ネットワーク RTK では不要

※ＲＴＫ、ネットワークＲＴＫ方式ともにご使用の Android 端末が携帯回線もしくはポケット Wi-Fi 等でネットワーク接続されている必要がございます。

多様な現場に対応する高性能 GNSS 受信機は多種多様な現場での活躍を想定している。
一般的な市街地や工事現場はもちろん、見通しの効かない林道や険しい山間地帯であってもならば計測可能だ。現場が悪天候の時も気にする必要はない。

水の影響を受けづらい設計で雨天時にも問題なく計測を行える。
環境に左右されにくいため、幅広い分野での活躍が期待できる。

Precision Surveying㎝レベルの高精度計測
誰もが簡単に扱えるよう販売価格を抑えつつ、安定した cm レベルの高精度計測が可能です。
位置情報を必要とする様々な現場での活躍を期待できます。
※精度は障害物、衛星の位置、大気環境によって変動します。
※日本測量協会の「GNSS 受信機性能検査成績書」取得が可能です。
(１級、２級 GNSS 測量機を除く )Report Creation
測量観測手簿・記簿の自動生成
無償で提供される専用アプリには、記録した測位データを使い、観測手簿・記簿を自動で生成する機能が備わっています。
生成されたデータは、お使いのモバイル端末からメールなどで直接送信することが可能です。
※出力形式は HTML です。PDF に変換する場合はブラウザの機能で変換してください。

Integration
他社現場計測ソフトとの連動
NMEA 出力、端末位置情報を使用すること
により、他社ソフトとの連動が可能です。
※動作確認済アプリ： 福井コンピュータ「FIELD-TERRACE」
建設システム「快測ナビ アドバンス版」（当社調べ )

Vertical Alignment

Dry Battery

傾斜補正機能搭載

乾電池式

Lightweight Design

Water Resistance

軽量設計

高い防水性能 IP66

専用コントローラー不要

こんなところで大活躍！

垂直に設置できない場合にも安心

急な電池切れも現場で即対応可能

ポールと合わせても約 2kg の軽量設計

専用コントローラーを準備する必要

アプリのダウンロードがなく、お手持ちのスマートフォン対応 OS
Android 5.0
以上推奨等のモバイル端末に無料のアプリをインストールするだけで操作可能。

高い防水性能だから急な雨でも安心

・横断測量
・ボーリング後の位置出し
・写真測量の為の評定点・検証点の設置
・道路付帯設備の管理用位置出し・植生調査における面積計算
・設計のための現地測量
・法面工事の現地測量
・草刈面積の算出

測位情報

データ出力

マップデータ連携■ GEO WALKERの設定(使用衛星、仰角マスク、更新レートなどを設定)■ ウェイポイント計測機能(単点計測モード)■ ナビゲーション機能(画面と音で座標入力地点まで案内)■ 各種座標表示対応(平面直角座標、UTM座標、緯度経度)■ 日本のジオイド2011対応(正確な標高)■ 座標出力(トラッキング:CSV、GPX、NMEA ウェイポイント：GPX、SIMA)■ RAWデータ出力（観測生データの出力)■ トラッキング計測機能(一定間隔での測位ログ継続取得)

本体仕様
品名
型式
本体サイズ
本体重量
カラー
電源
連続使用時間Bluetooth
Wi-Fi
DMP
防塵防水性能保管・動作温度
製造国
保証期間

GEO WALKER (ジオウォーカー)GW01
W188×D163×H100㎜ (取付部含む)
約１kg (電池含む)
イエロー・ブラック
単３電池 6本
約９時間 (ニッケル水素充電池使用時)
4.2
802.11 b/g/n 2.4GHz
加速度・ジャイロ・磁気センサー
各3軸
DMPプロセッサー
IP66 (電池ボックスロック時)-20～60℃ (電池に依存します)日本
1年 (日本国内に限る)(アクセサリを除く)セット内容■ GEO WALKER本体■ 充電式ニッケル水素充電池 (単３形)■ 充電器 (4本充電可/台)

12本2台■ ハードキャリーケース■ クイックスタートガイド■ 保証書※ 取扱説明書は当社ＨＰからダウンロードください。

商品コード

商品名

型式

希望小売価格 ()内税込

224448２周波ＲＴＫ-ＧＮＳＳ受信機

GW01\550,000 (\605,000)※製品は直射日光の当たらないところに保管してください。
推奨アクセサリー
参考傾斜補正誤差
< 5°
約3㎝
< 10°
約5㎝
※計測環境によって異なります。

当社試験結果によるクランプ式モバイルホルダー

Tetra Grip

ＧＮＳＳ仕様マルチバンド GNSS 高精度受信機
184-channel u-blox F9P Engine
受信信号受信機タイプ

速度精度※1
方位精度※1

収束時間※2対応端末
縦 ︓約 125 ~ 174 ㎜
横 ︓約 78 ㎜以内
厚み︓約 15 ㎜ 以 内0.05m/s
0.3degrees

内部アンテナ仕様
対応周波数
位相中心更新レート

GPS L1C/A L2C
GLO L1OF L2OFGAL E1B/C E5b
BDS B1l B2l
QZSS L1C/A L1S L2CSBAS

RTKPVTRAW

対応ポール径︓φ16~36 ㎜
サイズ︓110×160×90 ㎜
重量︓約 325g

1559-1606MHz/1197-1249MHz
水平︓5/8 インチネジ中心
垂直︓本体底面ネジ穴より +80 ㎜

224999
希望小売価格GPS+GLO+
GAL+BDS

GPS+
GLO
+GAL

GPS+
GAL

GPS+BDS

GPS

8Hz
10Hz
20Hz

10Hz
12Hz
20Hz

15hz
20Hz
25Hz

15Hz
25Hz
25Hz

20Hz
25Hz
25Hz

RTK:<10s

水平位置正確度

PVT : 1.5m CEP
SBAS : 1.0m CEP
RTK※3 : 1cm+1ppm CEP

垂直位置正確度

RTK※3 : 1cm+1ppm CEP※1 50％@ 30m /s※2 大気環境、ベースライン長、GNSS アンテナ、マルチパス条件、衛星の視程、および形状によって異なります。
※3 1 km のベースラインと、良好な接地面を備えたパッチアンテナを使用して測定。
アンテナの位相中心オフセットエラーの可能性は考慮されていません。
ppm は最大 20km のベースラインに制限されます。

TG-SH1\29,000(\31,900)

カーボンファイバーポール

バイポッド

RTK ポール 2.0m

BIPOD 148 ㎝

サイズ
全長︓2,000 ㎜
全縮︓1,130 ㎜
重量︓ 1.10 ㎏

サイズ
全長︓1,480 ㎜
全縮︓ 890 ㎜
重量︓ 1 .8 5 ㎏

223446
希望小売価格RCP-200\44,000(\48,400）

224452
希望小売価格BIP-148\34,100(\37,510)（ ）内は税込み価格です。

商品の精度や機能詳細に関するお問い合わせは正確な回答を行うために下記メールアドレス宛にご連絡をお願いいたします。

2023.10