赤外線サーモグラフィカメラ Infrared Thermal Imaging Camera
高画質・汎用モデル

InfReC R450 Series
超解像

高感度

高精度

USB転送

ハイパフォーマンスを高画質・高感度・高精度！
お求め易い価格で！
構造物から微小部品まで幅広いシーンで活躍します

構造物診断(橋梁)

設備保全(モーター軸受け等)

特長1

特長2

特長3

【広範囲をより細かく！】【幅広い測定レンジ！】【接写も高画質！】

視野範囲：24°×18°
画素数：480×360画素
空間分解能：0.87mrad

常温～1500℃までレンジ切替無しで温度変化が見える

960×720画素※SRモード

外壁診断

溶接時の蓄熱/放熱観察

デバイス発熱試験※R450Pro

オプションレンズ無しで微小物の計測が可能

見易さをサポートする合成モード

本体仕様
R450Proボタン１つでカンタン切替！
基本性能

並列表示

画像表示

ピクチャーインピクチャー

透過合成■外部トリガ信号入力により自動で動画(接続されたPC)を収録■I/Oシステムの構築が不要となり、試験装置や現場設備と連動した収録が可能
トリガ信号

計測機 能

自動動画収録機能搭載(R450Pro)

R450

検出器

2次元非冷却センサ（マイクロボロメータ）

測定波長8～14μm

測定温度範囲－40℃～1500℃

温度分解能

0.025℃ at 30℃ （画質改善時）

温度精度

±1℃

フレームレート

40Hz－40℃～650℃

480（H）×360（V）画素

記録画素数

標準時：480（H）×360（V）画素
超解像時（SRモード）：960（H）×720（V）画素 ※2

測定視野角24°（H）×18°（V）

空間分解能

標準時：0.87mrad（標準レンズ時）

測定距離範囲10cm～∞（標準レンズ時）※4

フォーカス

オート/マニュアル

超解像時（SRモード）：0.58mrad相当 ※3

オート機能

オートスケール/オートフォーカス/フルオート

カラーパレット

7種類（レインボー、オリーブ、アイリス、ホットアイアン、輝度カラー、ホットホワイト、ホットブラック）

階調表示

256／32／16／8階調

可視画像表示CMOS

可視画像合成表示

並列、FUSION(透過合成可能)、ピクチャインピクチャ(透過合成可能)

表示機能

1～8倍連続デジタルズーム（表示位置スクロール機能付き）、グリッド表示、9画面マルチ画像表示（静止画再生時）

画質改善

デノイズ、アベレ－ジング（残像除去機能付）、エッジ強調

500万画素ポイント温度測定

可動点×10、温度サーチ（最高×1、最低×1）、2点間温度差

エリア内温度計測

BOX 5 （各エリア内の最高・最低・平均温度を表示）

ラインプロファイル

水平／垂直／水平＋垂直-

アラーム表示、アラーム音、色アラーム(ISO）、アラーム記録

アラーム機能アラーム信号出力-

放射率補正、環境・背景温度補正、距離補正
ドリフトスタビライザ-

多点放射率補正、放射率テーブル機能

放射率補正

放射率逆算機能-

記録媒体

SDカード、SDHC対応

データ形式

静止画：温度データ付JEPG、14bit（可視画像同時記録）
動画：SVXファイル（専用形式）

データ記録

R450Pro-40℃～120℃※1

検出器画素数温度補正機能トリガ信号入力により

R450S

静止画（温度データ付JPEG、14bit）、可視像同時記録
超解像(SRモード）○クイックパノラマモード

横方向約75°相当/縦方向約56°相当

記録・出力

SD動画記録最大5Hz

インターバル記録

3秒～60分間隔、可視像同時記録-

外部トリガ記録

○

音声メモ

30秒間

テキストメモ

最大128文字（SDカードより読み込み熱画像に添付）-

外部インタフェース USB2.0
マスストレージあり

動画転送

熱画像：最大40Hz、可視画像同時記録※5自動記録機能

外部トリガ入力による自動記録機
能

ビデオ出力

トリガ信号入力

NTSC／PAL切替

アラーム出力無電圧接点信号-外部トリガ入力

パルス信号-

3.5型カラー液晶モニタ（チルト機構、輝度調整付）
カラー液晶ビューファインダ（チルト機構付）

表示装置
撮影補助機能測定距離と視野の大きさ
距離１ｍ時
レンズ

-40℃～70℃、90％RH（結露しないこと）

振動、衝撃

29.4m/sec2（3G）、 294m/sec2（30G）

EMC

CE適合規格（クラスA）

防塵・防沫構造

保護等級

2倍視野拡大レンズ

21×16cm

43×32cm

86×64cm

標準モード

バッテリ駆動時間

2.5時間

0.45mm

0.9mm

1.8mm

AC電源

AC100V～240V、50/60Hz

超解像(SR)モード※

0.3mm

0.6mm

1.3mm

外形寸法

約121mm（H）×105mm（W）×195mm（D）

質量1.3kg以下 ※バッテリ含む

標準付属品

キャリングケ－ス、SDカ－ド、USBケ－ブル、ワイヤ－ドリモコン、グリップベルト、ネック
ストラップ、レンズ保護キャップ、取扱説明書、無償版・体験版ソフト集（CD-ROM）、バッ
テリパック

標準付属PCソフト

オプション
名-15℃～50℃、90％RH（結露しないこと）

保存温度/湿度

標準レンズ※手振れ等の効果により特徴の抽出により、複数画像の合成が適切に実施された場合の計算値

品

ワイヤードリモコン、レーザポインタ（赤色クラス2、PSC適合品）、LEDライト
動作環境温度/湿度

2倍望遠レンズ

視野範囲(H)×(V)
空間分解能

耐環境性

その他

レンズの種類※1・-ピンコネクタ型式

仕様・

備考

2倍望遠レンズ (IRL-TX02C)

測定視野角：12°（H)× 9°(V)2倍視野拡大レンズ (IRL-WX02C)

測定視野角：48°（H)×36°(V)52μm近接拡大レンズ (IRL-C052UC)

測定視野範囲：25mm(H)×18.7mm(V)、ﾜｰｷﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ：56mm

バッテリパック(2端子) (2UR18650F)※2※3※4※5※6

環境温度：20～30℃

IP54相当InfReC Analyzer NS9500 Professional

突起部含まずInfReC Analyzer NS9500 Standard ※6

レンジ１において（それ以外：±2または±2％）静止画のみ対応
手振れ等の効果による特徴の抽出により、複数画像の合成処理が適切に実施された場合の効果
温度精度の保証範囲は30cm～∞
赤外画像40Hz転送は赤外画像のみ転送時有効。可視画像付での熱画像転送速度は20Hz
R450､R450Sの動画転送は、InfReC Analyzer NS9500 Professional へのアップグレード(オプション)が必要

ご購入時のご注意バッテリチャージャ(2端子)国内 (HP3201L-8.4V)

国内専用

三脚 ライトカーボンE83 (108314)

SLIK製

本製品をご購入される際は、必ず「Power Kit A国内向け」を同時購入ください。

NS9500 Standard から NS9500 Professionalへのバージョンアップ

Power Kit A 国内向け

カメラスタンド HC500+XYZシータ(HC500+XYZシータステージ)
NS9500PROアップグレードKIT(NS9500PRO UPGRADE KIT)

品名

型式
PKA-100VDM

仕様・備考
ACアダプタ×1、バッテリチャージャ×1、AC電源ケーブル×2★記載の赤外線サーモグラフィ装置は外国為替および外国貿易法の規制により「リスト規制品」に該当します。日本国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可等、必要な手続きをお取りください。グループA（経済産業省：輸出貿易管理令別表第3表参照）以外への輸出の場合には、（使途・販売先により）日本国の許可が必要となる場合があります。詳しくは弊社販売員へご相談ください。 ●記載されている会社名及び商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 ●カタログ中の画面はハメコミ合成です。 ●記載の仕様・デザイン・価格等は改善のため予告なしに変更する場合があります。また、写真の色は印刷のため実際の商品の色と多少異なる場合があります。

安全に関するご注意

https://www.avio.co.jp/

ｾﾝｼﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ TEL 045-287-0303 FAX 045-287-0307
事業部 営業部 〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4475島村ビル
中部支店

TEL 052-951-2926 FAX 052-971-1327〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-17-6ﾅｶﾄｳ丸の内ﾋﾞﾙ

西日本支店

TEL 06-6304-7361 FAX 06-6304-7363〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1-11-16新大阪CSPﾋﾞﾙ

福岡営業所

TEL 092-686-1960 FAX 092-686-1961〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町2-24ﾛｯｸｼｬﾛｰｽﾞHAKATA606

ご使用の際は、製品に添付されている取扱説明書の「警告・注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。高温、多湿、水、ほこり、腐食性ガスの多い場所に設置しないでください。

お問い合わせ、ご用命は下記まで●本カタログの記載内容は2022年3月現在のものです。

CAT.No. 430-064-J 2203-00--Rv1