研究・分析用途
��Intensity (a.u.)

EVK HELIOS は、高分解能の分光器とセンサーの優れた内部温度制御により研究、分析用途に耐えうる高品質な近赤外スペクトルを取得できます。例えば、植物油に含まれる脂肪酸の種類と量比の違いを分析することも可能です。前処理をせずに大面積を一度にマッピングできるので、１次元型の分光器や卓上型
FT-NIR で行っている作業を効率化することができます。

Intensity (a.u.)��

高速・2次元近赤外線分光分析

�－オリーブ油
－ごま油
－亜麻仁油

�-��

-��
����

����

Wavelength (nm)EVK SQALAR は、ハイパースペクトルデータを MAT 形式のキューブデータとしてエクスポートできるので、MATLAB や Python をはじめ、MAT 形式に対応するソフトウェアで独自に解析することができます。

����Wavelength (nm)Intensity (a.u.)

Intensity (a.u.)

���

-��

-��

－オリーブ油－ごま油－亜麻仁油��������-��
��������

Wavelength (nm)��������

����-��
����

EXPERTS IN INDUSTRIAL IMAGING

近赤外線ハイパースペクトルカメラ誘導センサー���������������

������

���-���

����

����

EVK HELIOS シリーズ は、産 業 用 カメラ の 標 準 規 格 で あ る
GenICam に対応しており、SDK を使うことで独自のソフトウェアに組み込むができます。また、LabVIEW にも対応しています。

�-�
����

����

����

高い拡張性－オリーブ油－ごま油－亜麻仁油

�－オリーブ油
－ごま油
－亜麻仁油
����

����

����

����

����

Wavelength (nm)��������

植物油の２次微分スペクトル

植物油の近赤外線スペクトル

多チャンネル近赤外単色光イメージング
EVK HELIOS は、スペクトル半値幅 �.� nm、サンプリング間隔
�.���nm の単色近赤外線画像を最大 ��� バンド一度に取得することができます。目的の物体の観察に最適な波長の特定や、複数波長の画像を合成することで、コントラストのついた画像も簡単に得られます。

可視光像

近赤外単色光画像（����nm）

微分スペクトルイメージング
近赤外スペクトルの分析では、定量性を保ったままピークの検出ができるため、スペクトルの微分がよく行われます。ハイパース
ペクトルカメラは、微分スペクトルの強度情報を基にした画像を簡単に得ることができます。
微分スペクトルは、物質によってピーク位置が違い、違いが強調されるため、上手く波長を選択することで、近赤外線単色光画

� 次微分スペクトル画像（����nm）像よりもコントラストのついた画像を取得できます。このような波長領域の微分画像は、ハイパースペクトルカメラにしかできないユニークなイメージング手法です。

EVK HELIOS / EVK ALPHA / EVK ABAS /EVK HELIOS Laboratory Station /EVK SQALAR / EVK IRIL

【製造元】

【日本輸入販売代理店】※本カタログの製品の仕様等は、予告なく変更する事がございます。[����]〒���-���� 東京都千代田区富士見�-�-�ステージビルディング��階TEL ��-����-���� https://www.ads-img.co.jp

用途

処理が高速専用回路でデータ量が多いハイパースペクトルデータでも、領域を制限せずに最大フレームレート ��� Hz で撮影できます。

ハイパースペクトルカメラは、近赤外線スペクトル情報をもとに近赤外領域に吸収のある物質の同定を行うことができます。EVK HELIOS シリーズのカメラは、主に分子振動の基準振動の第一、第二倍音や結合音を観察することができます。例えば、水の結合音による吸収は、����nm にみられ、この波長の吸収の違いから、試料の判別や含水量の定量などを行うことができます。
このような分子由来の吸収パターンから、様々な試料を選別することが可能です。また、近赤
外線は透過しやすいため、反射（散乱）測定であってもある程度深さの情報を得ることができます。したがって、X 線や可視光では判別しにくいものでも、ハイパースペクトルカメラを使うことで簡単に判別することができます。

スペクトルデータがきれい高分解能の分光器を搭載しているため、各バンドのメインデータを被ることなく取得可能です。また、優れた内部温度制御により高信号ノイズ比を実現。光量が不足しがちな高速撮影でも、高品質なスペクトルデータを取得できます。

果実と枝葉の分別、果肉と殻や種との分別、廃プラスチックのプラスチック種類ごとの分別、鉱物の分類、薬の有効成分の定量分析などに使われています。

ボディがタフIP�� 設計のため、どんな現場にも対応できます。

もちろん、近赤外領域で吸収の違いがあるものであれば、それ以外の用途にも応用できます。
こんなことにも使えるかなと思ったら、まずは弊社にご相談ください。

任意のスペクトル範囲を指定できるスペクトル範囲を限定することで、最大 �.� kHz までフレームレートを上げられます。

Shell

Copper ores

Fruiting body

オールインワン設計

Gangue

必要な光学部品をすべて搭載した EVK HELIOS シリーズならば、カメラをセットしサンプルをスキャンするだけで、ハイパースペクトルデータを取得できます。

補正アルゴリズムが優秀

食品加工

光学部品が筐体内にあるため、キーストーン、スマイル、リニアリティ、欠陥ピクセル補正をユーザーがする必要ありません。また、手軽に暗電流補正とシェーディング補正を行うことができます。

Defect in
tablet blister

PET

近赤外線ハイパースペクトルカメラ

自社開発のハード&ソフトウェア

採鉱PVC

Active pharmaceuticalingredients

EVK HELIOS

インラインでの分別用途向けに開発したハードウェアとソフトウェアでトータルでサポートします。

リサイクル

医薬品・化学薬品・化粧品

原理

EVK HELIOS シリーズは、プッシュブルーム（ラインスキャン）方式のハイパースペクトルカメラです。グレーティングによって分光された光をエリアセンサーで撮像すると、スペクトルデータを持った１次元（ライン）の情報がえられます。物体をスキャンして、スキャン方向に画像を積み重ねることで、スペクトル情報を持った２次元画像（ハイパースペクトルデータ、キューブデータ）を得ることができます。

ハイパースペクトルカメラでは、スペクトルパターンの違いを利用したクラス分けを基に、画像を疑似カラーで表示することができます。例えば、肉眼では白く見える物質同士であっても、この機能を使えば画面上に赤と青などわかりやすい色で表示させることができます。

単色画像

平行光学系

近赤外スペクトルセンサー
出力

スリットレンズ

スキャン

水平方向

2

ラインの流れ波長

微分波長InGaAsセンサー

グレーティング

スキャン

強度集光光学系

スペクトル � 次微分画像

強度

様々なピークが被ったブロードなパターンを示すことが多い近赤外スペクトルですが、EVK HELIOS ならリアルタイムに微分処理し、パターンの違いを明確にすることもできます。

波長波長

� 次微分スペクトル

クラス
分け

クラス分け

疑似カラー像

疑似カラー像

水平方向3

製品紹介
EVK ALPHA G100
EVK HELIOS

型式

EVK HELIOS EQ32

波長サンプリング�.��� nm/pixel�� μm

�.� nm（アルゴリズム）

EVK HELIOS シリーズは、近赤外イメージング分光に基づいたハイパースペクトルカメラです。
２次元的に近赤外スペクトルを収集することで、物体の化学的性質に基づいた非接触、非破壊検査が可能です。
強力な処理回路よって、リアルタイム物質の定性、定量分析が可能なため、工場のラインに組み込むことも可能です。

ADC

��� Hz一体（CLASS�� / EC�）ALPHA G���
※オプション�� bitインターフェース

GigE Vision

防塵防水性能IP��

レンズマウント
動作温度
湿度
寸法

重量

���×���×��.� mm

重量�.� kg

Ethernet
EVK ALPHA G��� は、ハイパースペクトルデータの分類や選別用のエアーバルブを作動させるためのリアルタイム組込み処理プラットフォームです。EVK HELIOS EC�� と組み合わせることで、最大 ��� 種類の物質クラスに分類する機能や拡張 EC�、QCI 機能を使用可能です。
EVK ALPHA G��� は１台で、最大 � 台の HELIOS、ABAS、
�k カラーラインカメラの接続に対応し、高度な選別用データを作成することができます。

RJ-�� x�（� Gb/�.� GbE LAN）

HDMI �.� x�, USB�.� Geb� Type-A x�,USB�.� Type-A x�, DB-�（RS-���/���/���）入出力

EVK ALPHA G��� は、最大 ��� 種類の物質クラスに分類する機能と選別用エアーバルブを作動させるためのデータ処理機能の両方を有する G���CS、クラス分け機能のみの G���CO、選別用のデー
タ処理機能のみの G���SO があり、用途に応じて選択できます。

C マウント� ～ �� ℃

� ～ �� %���×���×��� mm

� ～ �� ℃

EVK SQALAR

機能

データの取得���×���×��� mm

ファイルエクスポート
MATLAB 形式 (.mat)

約 �.� kg

スペクトルの表示

EC� 機能による定性分析（��bit 疑似カラー出力）

EVK HELIOS Laboratory Station

重量約 �� kg（カメラ含）+�.� kg ��� VDC 電源

ステージ幅

ステージ稼働範囲
ステージ速度EVK HELIOS EC����� ～ ��� mm

QCI による定量分析

CLASSIFYANALYZE○○○○○○×○○×○○××○×

目的に応じて、各エディションを選択できます。

○○

FusioSort MMIEVK STREAM Supervisor

��� ～ ��� mm
��� mm�.�� ～ �.� m/sec

�×��� W（ハロゲン）照明出力

� ～ +��� VDC ±�� %カメラ & ステージ

EVK SQALAR は、ハイパースペクトルデータの化学的性質の多変量測定用の多機能定量分析ソフトウェアツールです。
インライン検査だけでなく研究用途など様々な用途で利用可能です。

ACQUIRE���×���×��� ～ ���� mm

照明電源

4

EVK HELIOSLaboratory StationCore

EVK HELIOS EQ��WD

EVK HELIOS Laboratory Station は、EVK HELIOS カメラと高さを調整可能なステージ、ハロゲンランプと電動ステージが一体になった評価キットです。
カメラの高さを調整することで、視野と倍率を変更することができ、実際に工場のラインと同じ解像度を実験室で試せます。電動ステージは、実際のラインの速度を再現できます。

EVK HELIOSLaboratory Station
Class

搭載カメラ
寸法+�� VDC, �� A
-�� ～ �� ℃

Class 機能による定性分析（クラス分けデータ出力）型式

CLASS/���, EC�/�, CF, QCI/�

寸法

���（空間）× ���（波長）pixel

フレームレート

EVK HELIOS EC��

動作温度��×�� μm

スペクトル半値全幅

グラス分けエンジン

電源

InGaAs

スリット幅（@Full frame）

クラス分けアルゴリズム

EVK HELIOS EC32

��� ～ ���� nmセンサー

センサー解像度

EVK ALPHA G100対応カメラ

対応波長ピクセルサイズ

型式

���-��� V, ��-�� Hz+�� VDC ±�� %FusioSort MMI（Men Machine Interface）は、選別システ
ム全体を操作するパッケージです。
システムやソートに関するパラメータの設定、ソート統計の取得と提示、内部エラーメッセージ表示、自動分析ルーチンの実効などシステム操作に必要なすべてのステップを実行できます。

EVK STREAM Supervisor は、EVK HELIOS カメラでクラス分けされた画像を使って、ベルトコンベアを流れる物体をリアルタイムでモニタリングすることができるソフトウェアです。

5

製品紹介
48k SIO サブシステム
EVK ABAS Thinline
物質

EVK ABAS ThinLine は、インライン分別システムで金属（鉄と非鉄）を検知するための誘導金属スキャナーです。
空間分解能をもつこのセンサーは、ベルトコンベアの下に取り付けることがでコンベアを流れる導電体の物質の情報を得ることができます。生成されたバイナリ情報を使って、対応する I/O モジュールと排出ユニットを駆動することができます。
特に銅とアルミに対する感度はよく、食品パッケージのアルミコーティングの有無を確認するのに効果的です。

型式

ThinLine
600

センサー長

��� mm

作動幅

最大ステージ速度

��� nmThinLine
1000���� nm���� mmThinLine
1200���� nm���� mm

銅（C���� 相当）� mm

鉄（SS��� 相当）

� mm

アルミニウム（A����）ステンレス（SUS���）ThinLine
1600

ThinLine
2000���� nm���� nm���� mm���� mm

�.� m/s

ThinLine
2400���� nm���� mm

作動距離 � mm で粒径 � mm の金属片を検出可能（金属の種類による）

電源+�� VDC ±�� %アルミコーティング有り

ThinLine
3000���� nm���� mm

EVK IRIL

型式���×��×�� mm ����×��×�� mm ����×��×�� mm ����×��×�� mm ����×��×�� mm ����×��×�� mm ����×��×�� mm

インライン導入イメージ

約 �.� kg

約 ��.� kg

照明

�×��� W（最大 ��� W）

約 ��� ～ ��� mm
IP��

約 �� kg

約 ��.� kg

約 �� kg

EVK のハイパースペクトルカメラ EVK HELIOS と分別モジュールである SEM、FusioSort
MMI を組み合わせることで、高速な分別システムをラインに導入することができます。また、このソーティングシステムに ABAS や可視光ラインカメラを組み込むこともできます。近赤外照明 IRIL などインライン測定に必要な周辺機器も取り揃えています。

-� ～ �� ℃

�� ～ �� %湿度

EVK IRIL は、EVK HELIOS カメラを使ったライン検査用に開発された近赤外用ハロゲンランプです。
ワーキングディスタンスは約 ���mm で、影ができにくいよう設計されています。
幅 ���、���、���mm の３つのモデルがあり、様々な幅のコンベアに対応できます。直流電源にも対応しており、専用の直流電源もラインナップしています。

固定レール寸法���×��×�� mm

照明寸法

���×���×��� mm

固定レール重量

��� g

照明重量

���� gEVK STREAM Supervisor（リアルタイムモニタリングソフトウェア）

FusioSort MMI（選別システム全体を操作するパッケージ）
イーサネットスイッチ

EVK HELIOS（近赤外線ハイパースペクトルカメラ）
EVK ABAS（誘導金属センサー）��� VAC ��（��）Hz

動作温度

�� ～ �� %約 � kg電源

防塵防滴

� ～ �� ℃

約 �.� kg

EVK IRIL（幅 300mm モデル）

作動距離IP��

動作温度

重量

アルミコーティング無し

EVK ��K SIO サ ブシステム は、��kGPIO カ ードと ��kDOUTS
カードで構成され、選別機の動作状態の確認、警告灯の表示、ALPHA G��� によって作られた選別データをもとに除去用のエアーバルブの開閉制御などを行います。

最大 �� W

防塵防水性能寸法

� mm

GigE Vision / GeniCam

消費電力

湿度

� mm

最小検出サイズ（センサーとの距離 �mm、厚さ �.�mm の円板の場合）

感度インターフェース

直径

��kGPIO MODBUS（汎用入出力）

可視光ラインカメラ（�K, �K）

��kDOUTS（バルブの制御）

EVK IRIL（近赤外線用ハロゲンランプ）

6

可視光ラインカメラ

EVK ABAS（誘導金属センサー）

EVK HELIOS（ハイパースペクトルカメラ）

EVK ALPHA G���
（リアルタイム処理プラットフォーム）

エアー

EVK 製品ならば、実験室レベルの分析をインライン検査で実現できます。

7

研究・分析用途
��Intensity (a.u.)

EVK HELIOS は、高分解能の分光器とセンサーの優れた内部温度制御により研究、分析用途に耐えうる高品質な近赤外スペクトルを取得できます。例えば、植物油に含まれる脂肪酸の種類と量比の違いを分析することも可能です。前処理をせずに大面積を一度にマッピングできるので、１次元型の分光器や卓上型FT-NIR で行っている作業を効率化することができます。

Intensity (a.u.)��

高速・2次元近赤外線分光分析

�－オリーブ油
－ごま油
－亜麻仁油

�

-��

-��
����

����

Wavelength (nm)EVK SQALAR は、ハイパースペクトルデータを MAT 形式のキューブデータとしてエクスポートできるので、MATLAB や Python をはじめ、MAT 形式に対応するソフトウェアで独自に解析することができます。

����Wavelength (nm)Intensity (a.u.)

Intensity (a.u.)

���

-��

-��

－オリーブ油－ごま油－亜麻仁油��������-������

����

Wavelength (nm)��������

����-������EXPERTS IN INDUSTRIAL IMAGING

近赤外線ハイパースペクトルカメラ誘導センサー������

�����������

����

���

-���

����

����

EVK HELIOS シリーズ は、産 業 用 カメラ の 標 準 規 格 で あ る
GenICam に対応しており、SDK を使うことで独自のソフトウェアに組み込むができます。また、LabVIEW にも対応しています。

�-�����

����

����

高い拡張性－オリーブ油
－ごま油
－亜麻仁油

�

－オリーブ油
－ごま油
－亜麻仁油
����

��������

����

����

Wavelength (nm)

����

����

植物油の２次微分スペクトル

植物油の近赤外線スペクトル

多チャンネル近赤外単色光イメージング
EVK HELIOS は、スペクトル半値幅 �.� nm、サンプリング間隔
�.���nm の単色近赤外線画像を最大 ��� バンド一度に取得することができます。目的の物体の観察に最適な波長の特定や、複数波長の画像を合成することで、コントラストのついた画像も簡単に得られます。

可視光像

近赤外単色光画像（����nm）

微分スペクトルイメージング
近赤外スペクトルの分析では、定量性を保ったままピークの検出ができるため、スペクトルの微分がよく行われます。ハイパース
ペクトルカメラは、微分スペクトルの強度情報を基にした画像を簡単に得ることができます。
微分スペクトルは、物質によってピーク位置が違い、違いが強調されるため、上手く波長を選択することで、近赤外線単色光画

� 次微分スペクトル画像（����nm）

像よりもコントラストのついた画像を取得できます。このような波長領域の微分画像は、ハイパースペクトルカメラにしかできないユニークなイメージング手法です。

EVK HELIOS / EVK ALPHA / EVK ABAS /EVK HELIOS Laboratory Station /EVK SQALAR / EVK IRIL

【製造元】

【日本輸入販売代理店】※本カタログの製品の仕様等は、予告なく変更する事がございます。[����]〒���-���� 東京都千代田区富士見�-�-�ステージビルディング��階TEL ��-����-���� https://www.ads-img.co.jp