Ready. Set. Grow!
Produtos para culturas
celulares da SARSTEDT2

Selo de qualidade SARSTEDT para
produtos de cultura celular e de tecidospadrões de qualidade para cultura celular e de tecidos énecessária para assegurar que os ensaios sejam comparáveis
e reproduzíveis.

TC Tested

Cryo Performance Tested

TestedDesde 1990 a SARSTEDT oferece aos seus
Sterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/clientes produtos de cultura celular de alta
non-cytotoxic
qualidade, produzidos em salas pressurizadas
por pessoal formado, usando vestuário deproteção e mediante processos de produção automatizados.
De acordo com o princípio básico de que os produtos em
contacto com as células não devem exercer interferências
sobre elas, estes produtos são produzidos em condições depureza rigorosas e identificados com o logótipo de qualidade„TC Tested“.
Garantimos o cumprimento dos seguintes valores-limite:■ Esterilização validada em conformidade com a série denormas ISO 11137■ Pirógenos/endotoxinas < 0,06 EU/ml■ Não-citotóxico em conformidade com a série denormas ISO 10993■ DNA humano < 0,5 pg/µl■ DNA bacteriano < 0,02 pg/µl■ DNase <7,1 x 10–5 U/µl
■ RNase <1,4 x 10–10 Unidades Kunitz/µl

CrC

Para atender a essas exigências, a SARSTEDT produz há maisde 25 anos uma vasta gama de produtos consumíveis certificados para o trabalho com culturas celulares e de tecidos.

Performan
yo Tested ceTCome Grow With Us – Hoje em dia, as culturas celulares e detecidos não são apenas utilizadas na pesquisa básica, mastambém cada vez mais na biotecnologia aplicada e na pesquisa clínica e farmacêutica. São necessários produtos degrande qualidade e pureza, para teste de toxicidade, processos bioquímicos de controlo de qualidade, sistemas deprodução industrial (por ex., produção de anticorpos monoclonais), e muitas outras aplicações. A conformidade com os

Durante a “preservação vital” em criotubos
CE/ IVD/ Sterile/
Pyrogen-/ DNA-/ DNase-/
CryoPure, as amostras de células e tecidos não RNase-free/
non-cytotoxic/
non-mutagenic
podem ser expostas a riscos adicionais
relacionados a contaminações com substâncias
disruptivas. Assim, os criotubos CryoPure da SARSTEDT são
submetidos a inúmeros testes e certificados da seguinte
maneira, após serem aprovados nas pesquisas estabelecidas:
Garantimos o cumprimento dos seguintes valores-limite:■ Estéril
De acordo com ISO 11137■ Isento de pirogênio/isento endotoxinas<0,06 EU/ml■ Não citotóxico
De acordo com a ISO 10993-5■ Não mutagênico
A prova para estimar a isenção de mutagenicidade foi realizada de acordo com o teste de Ames II■ Isento de DNA
DNA humano <0,5 pg/μl, DNA bacteriano <0,02 pg/μl■ Isento de de DNase/RNase
DNase <1x10-5 U/μl, RNase <1x10-9 Unidades Kunitz/μl■

Experimente grátis e
sem compromisso!
cellculture.
sarstedt.com/brReady. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

3

Superfícies de crescimento ecódigo de cores
Uma condição essencial para a cultura bem-sucedida decélulas in vitro é a reprodução tão fiel quanto possível doambiente in vivo do respetivo tipo de célula. A condição dasuperfície do material de cultura é particularmente importante,
uma vez que muitos tipos de células só podem sobreviver,proliferar e diferenciar-se depois de uma adesão bem-sucedida. Para atender às exigências dos mais variados tipos decélulas possível, a SARSTEDT oferece frascos, placas e placasde poços, com três superfícies de crescimento diferentes. De
modo a assegurar a clara identificação das superfícies, mesmo
depois de retirados da embalagem, os produtos estão etiquetados da seguinte forma, de acordo com o sistema de codificação por cores da SARSTEDT:Superfície padrão SARSTEDT
para células aderentes
Grupos hidrófilos são introduzidos na superfície, através deum tratamento especial da superfície de poliestireno. Isso
permite a ligação das proteínas da superfície das células e,
desta forma, a adesão das células à superfície de plástico. A
superfície de crescimento padrão hidrófila, codificada avermelho, oferece assim um excelente substrato de cultura
para muitas células aderentes.

aSuperfície Cell+ SARSTEDT
para células de difícil crescimento
As células primárias, as linhas de cultura celular sensíveis e as
células cultivadas em condições de soro reduzido/ausência desoro são extremamente exigentes quanto à superfície domaterial de cultura celular. A superfície de crescimento Cell+,
codificada em amarelo, foi especialmente desenvolvida paratais células. Devido a um tratamento especial da superfície doplástico, é possível colocar grupos polares adicionais na sua
superfície. Isso permite uma reprodução melhorada doambiente in vivo e, desta forma, a adesão de células difíceis.
Devido às suas propriedades, a superfície Cell+ pode tornar
redundante, em muitos casos, a utilização de placas de cultura
revestidas.

bSuperfície de cultura em
suspensão SARSTEDT
Recipientes com superfícies de crescimento hidrofóbicas, sãoidealmente adequados para células de suspensão (habitualmente células de origem linfoide, células de hibridoma, etc.)
que não são cultivadas de forma aderente na solução. A
superfície hidrofóbica minimiza a perda de células durante a
subcultura devido a microadesão não desejada.

c
100 µm
A cultura de vários tipos de células nas superfícies de crescimento SARSTEDT
permite detetar claramente a vitalidade destes vários tipos de células*. a)
Células HEK293 cultivadas na superfície padrão de cultura celular durante
48 h. b) Células CHO em condições de soro reduzido (1%) durante 24 hna superfície Cell+. c) Células Jurkat cultivadas na superfície de células em
suspensão durante 72 h. A barra de medição corresponde a 100 µm.
* A nossa brochura „Growth Surface References“ (20.783) apresenta umavisão geral sobre células cultivadas com sucesso nas nossas diversas
superfícies de crescimento.

4

Frascos para cultura celular
Placas para cultura celular
Placas de poços para cultura
celularReady. Set. Grow!  ///  SARSTEDTT

Frascos para cultura celular

Características dos frascos para
cultura celular SARSTEDT
A geometria dos frascos tem as seguintes características:■ Alcance de todos os cantos com pipetas serológicas
e raspadores de células. (1)1■ A elevada estabilidade dos fracos permite reduzir o risco decontaminação. Além disso, a borda empilhável dos frascos
proporciona estabilidade aos frascos sobrepostos.
■ O gargalo inclinado e otimizado dos frascos e o cantoanti-gota simplificam a inclinação do líquido, reduzindo, ao
mesmo tempo, o risco de contaminação por derramamento
do líquido. (3)■ O número do lote e o prazo de validade estão impressos
em cada frasco, permitindo um rastreamento depois deretirado da embalagem. (4)TestedSterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/
non-cytotoxic

Para cultura celular, a SARSTEDT oferece frascos com uma
superfície de crescimento de 25 cm2, 75 cm2 e 175 cm2. Todos
os frascos de cultura celular são produzidos em poliestireno
transparente de alta qualidade, numa superfície de crescimento plana, ideal para a observação microscópica. Todos os
frascos de cultura celular são testados e certificados deacordo com o selo de qualidade “TC Tested” (ver pág. 2).

■ Áreas de etiquetagem de grandes dimensões de ambos os
lados do gargalo juntamente com escala impressa em
branco de um lado e escala gravada do outro facilitam autilização dos produtos. (2)C2■ Todos os frascos de cultura celular da SARSTEDT estão
disponiveis em três superfícies de crescimento diferentes, que podem ser claramente identificados pela cor das
tampas:vermelho = células aderentes
amarelo = células de difícil crescimentoverde= células em suspensão
3

4

5

6

A tampa ventilada é especialmente fácil de usar, já que só
precisa de 1/3 de rotação para se fechar ou abrir. A tampa
ventilada estriada está disponível em duas versões:■ A tampa com filtro possui uma membrana com um
tamanho de poro de 0,2 µm, que garante a troca gasosaconsistente e estéril. As características do filtro hidrofóbico
minimizam, ao mesmo tempo, o risco de contaminação.
■ A tampa de rosca de duas posições (= sem filtro) permite,na posição de fechado, o fecho hermético dos frascos, ao
passo que, na posição de ventilação, as células podem ser
cultivadas com uma troca gasosa consistente (as setas
apontam para cima e para baixo). Um clique audível indica
que a tampa na posição de ventilação está protegida contra queda. As setas e as estrias na tampa facilitam o controlo tátil e visual da posição do fecho durante o trabalho e
na incubadora.

abertatravadafechadaInformação de encomenda
Superfície decrescimento [cm2]Tampa

Volume de trabalho
recomendado [ml]Volume máx.
[ml]

Embalagemsaco/caixa

83.391025

Sem filtro

7

12,5

10/30083.3910.002

25

Com filtro

7

12,5

10/30083.391175

Sem filtro

21

55

5/100

83.3911.002

75

Com filtro

21

55

5/100

83.3912175

Sem filtro

50

125

5/40

83.3912.002

175

Com filtro

50

125

5/40

83.3910.300

25

Sem filtro

7

12,5

10/30083.3910.302

25

Com filtro

7

12,5

10/30083.3911.300

75

Sem filtro

21

55

5/100

83.3911.302

75

Com filtro

21

55

5/100

83.3912.300

175

Sem filtro

50

125

5/40

83.3912.302

175

Com filtro

50

125

5/40

83.3910.500

25

Sem filtro

7

12,5

10/30083.3910.502

25

Com filtro

7

12,5

10/30083.3911.500

75

Sem filtro

21

55

5/100

83.3911.502

75

Com filtro

21

55

5/100

83.3912.500

175

Sem filtro

50

125

5/40

83.3912.502

175

Com filtro

50

125

5/40

Ref.

Códigode cor**= células aderentes= células de difícil crescimento

Acessórios
Ref.

Códigode cor*TampaVersãoEmbalagem saco/caixa

83.3990.025

Sem filtro

para T 25

25/100, esterilização individual

83.3990.075

Sem filtro

para T 75

25/100, esterilização individual

83.3990.175

Sem filtro

para T 175

25/100, esterilização individual= células em suspensão

Placas para cultura celular

T

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDTC

7

TestedSterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/
non-cytotoxic

Para cultura celular em placas, a SARSTEDT oferece placasde 35 mm, 60 mm, 100 mm e 150 mm testadas e certificadasde acordo com o selo de qualidade “TC Tested” (ver pág. 2).
As placas são produzidas em poliestireno transparente deelevada qualidade, o que resulta numa superfície de crescimento plana cuja excelente transparência permite o controlo
visual do crescimento das células.

Características das placas para
cultura celular SARSTEDTAs placas de cultura celular distinguem-se pelas seguintes
características■ O novo SUREGrip é um anel elevado e áspero que envolveo fundo e que permite um manuseamento seguro econveniente aderência de ambas as partes da placa quando
está empilhada. (1)■ Redução do risco de contaminação graças ao manuseamento seguro da placa.

1■ Setas claramente visíveis e tangíveis na tampa e na placa
permitem a colocação correta de ambas as partes. (2)■ A troca gasosa contínua e a colocação correta da tampa
são garantidas por saliências na tampa.
■ Os aneis presentes na tampa e no fundo, permitem o empilhamento seguro de várias placas.
■ Para a clonagem de ensaios, a SARSTEDT possui placas de
35 mm e 60 mm com grade. (3)2■ Para facilitar o rastreio, depois de retiradas da embalagem,
cada placa possui uma etiqueta com o código de cor, onúmero do lote e o prazo de validade. (4)■ Todas as placas para a cultura celular estão disponíveis
com três superfícies de crescimento diferentes:
vermelho = células aderentes
amarelo = células de difícil crescimentoverde= células em suspensão
3

4

8

As placas para cultura celular são embaladas num saco com
fecho zip sendo fechado com um selo inviolável antes de ser
aberto pela primeira vez.

Informação de encomenda
ø/Altura [mm]Superfície decrescimento [cm²]

Grade

Volume de trabalho
recomendado [ml]Embalagemsaco/caixa

83.3900

35/10

8

sem

3

10/50083.3900.002

35/10

8

com

3

10/50083.3901

60/15

21

sem

5

10/50083.3901.002

60/15

21

com

5

10/50083.3902100/20

58

sem

13

10/50083.3903150/20

152

sem

36

5/100

83.3900.300

35/10

8

sem

3

10/50083.3901.300

60/15

21

sem

5

10/50083.3902.300

100/20

58

sem

13

10/30083.3903.300

150/20

152

sem

36

5/100

83.3900.500

35/10

8

sem

3

10/50083.3901.500

60/15

21

sem

5

10/50083.3902.500

100/20

58

sem

713

10/300Ref.

Código de cor**= células aderentes= células de difícil crescimento= células em suspensão

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

Raspadoresde células
Para a colheita fácil e completa decélulas aderentes■ Pega ergonómica de poliestireno com peça de mão
estriada antiderrapantePosição
de raspar■ Lâmina que não prejudica as células de um material
altamente flexível semelhante a borracha

Rodar a lâmina até¼ para colocá-la na“posição de elevar”■ Possibilidade de mudança fácil da lâmina da posição
de raspador para a posição de elevador em todos osraspadores de células
Posição
de elevar■ Três tamanhos: S, M e L■ Em embalagem estéril individual, isento de pirógenos/
endotoxinas e não-citotóxico

Zellschaber- Vergleich
Raspadores de células– Comparação

Comparação dos raspadores de células
SARSTEDT com quatro raspadores decélulas da concorrência:

80

Células/ml (%)

O gráfico mostra que, em comparação com o controlo de
Tripsina, a contagem mais elevada por ml pode ser separada quando utilizado o raspador de células SARSTEDT(96%). Com os produtos da concorrência (A, B, C e D), orendimento da célula foi entre 62% e 84% em comparação
com o controlo de tripsina. A qualidade dos raspadoresde células foi comparada cultivando células nas mesmas
condições e colhendo-as utilizando a mesma técnica. Poroutro lado, a vitalidade da célula é de aproximadamente
95% para todos os raspadores de células.

100

60
40
20

Controlo
SARSTEDTSARSTEDT
Trypsindetripsina
Kontrolle

AA

BB
CC
Concorrência
Wettbewerber

D D

Informação para pedidos dos raspadores de células
Comprimento dalâmina [cm]Ref.

Designação

83.3950

Raspador de células
com lâmina de
2 posições

1,35

83.3951

Raspador de células
com lâmina de
2 posições

1,7

83.3952

Raspador de células

1,7Comprimento total
do raspador [cm]Embalagem
blister/caixa

Campo de aplicação

24,0

1/100

• Frascos para cultura de células: T-25
• Placas de 24 poços, 12 poços, 6 poços• Placas para cultura de células, tubos para
cultura de células

24,0

1/100

• Frascos para cultura de células: T-75
• Placas para cultura de células:
35 x 10 / 60 x 15
• Placas de 6 poços, placas de 12 poços

1/100• Frascos para cultura de células: T-175• Roller Bottles• Placas para cultura de células:
100 x 20 / 150 x 20
• Placas de 6 poços

36,0

9

Placas de poços decultura celular

T

10

C

TestedSterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/
non-cytotoxic

Para a cultura múltipla de média a pequena escala, a
SARSTEDT disponibiliza placas de poços para cultura celularcom 6, 12, 24, 48 e 96 poços. As placas são produzidas
em poliestireno transparente de elevada qualidade e caracterizam-se por poços excecionalmente planos. A base, altamentetransparente, é especialmente indicado para medições
microscópicas a partir de baixo. Todas as placas de poçospara cultura celular são testadas e certificadas de acordo com
o selo de qualidade “TC Tested” (ver pág. 2).

Características das placas de poços para
cultura celular SARSTEDTAs dimensões externas das placas de poços para cultura
celular SARSTEDT estão de acordo com as normas ANSI/SLAS
1-2004: Microplates – Footprint Dimensions e podem ser
usadas para análises em suportes de aparelhos com essas
dimensões. Outras características das placas são as seguintes:■ Para facilitar o rastreio, mesmo depois de retirada daembalagem, todas as placas estão identificadas com ocódigo de cor, o número do lote e o prazo de validade. (1)1■ Para garantir uma orientação rápida durante o enchimento
dos poços, os poços têm uma identificação alfanumérica na
ponta (2) e nos espaços (3) entre eles.
■ Poços independentes reduzem o risco de contaminação
durante a pipetagem. (3) e (4)■ Grelhas antiderrapantes na base facilitam o manuseamento
seguro de toda a placa. As paredes laterais transparentes
da base permitem um controlo visual do líquido. (4)2■ A tampa tem saliências de ventilação e anéis de condensação integrados, que, combinados, garantem a troca
gasosa consistente enquanto simultaneamente minimizama evaporação.
■ Todas as placas de poços para cultura celular estão disponíveis com três superfícies de crescimento diferentes:
vermelho = células aderentes
amarelo = células de difícil crescimentoverde= células em suspensão

3

4

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

11

Informação de encomenda
Ref.

Códigode cor*Quantidade de poços

Forma dabase

Superfície de crescimento por poço [cm2]

Volume detrabalho [ml]Embalagem
blíster/caixa

83.3920

6

8,87

4

1/50

83.3920.005

6

8,87

4

5/100

83.3921

12

3,65

2

1/50

83.3921.005

12

3,65

2

5/100

83.3922

24

1,82

1

1/50

83.3922.005

24

1,82

1

5/100

83.3923

48

0,64

0,5

1/50

83.3923.005

48

0,64

0,5

5/100

83.3924

96

0,29

0,2

1/50

83.3924.005

96

0,29

0,2

5/100

83.392596–

máx. 0,31

1/50

83.392696–

máx. 0,29

1/50

83.3920.300

6

8,87

4

1/50

83.3921.300

12

3,65

2

1/50

83.3922.300

24

1,82

1

1/50

83.3923.300

48

0,64

0,5

1/50

83.3924.300

96

0,29

0,2

1/50

83.3920.500

6

8,87

4

1/50

83.3921.500

12

3,65

2

1/50

83.3922.500

24

1,82

1

1/50

83.3923.500

48

0,64

0,5

1/50

83.3924.500

96

0,29

0,2

1/50

83.3925.500

96–máx. 0,31

1/50

83.3926.500

96–máx. 0,29

1/50*= células aderentes= células de difícil crescimento= células em suspensão

12

Cultura de esferoides BIOFLOAT™
Os modelos in vitro são essenciais em muitas áreas dapesquisa biomédica. A forma mais convencional é a cultura decélulas bidimensionais. Com frequência, ocorrem discrepâncias a quando da transferência dos resultados para um
organismo inteiro. Portanto, o objetivo da cultura celulartridimensional é fechar essa lacuna entre a condição in vitro ein vivo.

BIOFLOAT™, resolve os seus desafios
na área de cultura de esferoides
Alguns desafios difíceis com cultura de esferoides foram
superados com a utilização de placas BIOFLOAT™ (p. ex.,esferoides de hepatócitos primários).

A cultura de esferoides oferece uma variante simples com
redução dos custos da cultura de células 3D. As células
formam agredados celulares tridimensionais onde se destacam os contactos célula-célula e célula-matriz.

Vantagens da cultura de esferoides■ Contacto célula-célula aumentado■ Destaca a matriz extracelular■ Modelo in vitro melhorado

Célulascerebrais

Célulaspulmonares

Célulashepáticas

Célulaspancreáticas

CélulasósseasCélulasdentárias

Células de músculos
cardíacos

Célulasepiteliais

CélulasrenaisCélulasendoteliais

Célulasestromais

Lista pormenorizada
dos tipos de células/linhas celulares
testadas:sarstedt.com/
biofloat-zt-pt

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

13

Perfeitamente redondas - Culturas celulares
3D com placas de cultura celular BIOFLOAT™
BIOFLOAT™ - As vantagens num relance

A fiabilidade da qualidade da superfície de cultura de células
BIOFLOAT™ possibilita a formação de esferoides perfeitos
mesmo para células difíceis. Incluíndo células que não formam
esferoides em outros produtos existentes.

■ Fácil manuseamento graças ao revestimento robusto■ Composição definida e sem xeno para uma cultura segura
com elevada reprodutibilidade■ A formação rápida e fiável de esferoides permite-lhe uma
melhor planificação da rotina diária no laboratório

Controlo

Levemente arranhado

Fortemente arranhado

BIOFLOAT™

Dia 8Concorrente A

Dia 4

BIOFLOAT™

Dia 2Concorrente A

Dia 0

Fig.: Foram inoculados 100 µl por poço de uma suspensão dehepatócitos humanos primários com uma concentração de
25.000 células/ml (equivalente a 2.500 células/poço). Após aformação do esferoide, 50 μl de meio foram trocados a cada48–72 h.

Fig.: O fundo do poço foi arranhado levemente (uma vez ao
redor com pressão moderada) e vigorosamente (30 s com
pressão forte) com uma ponta de pipeta padrão. Em seguida,
por poço, foram inoculados 200 μl de uma suspensão decélulas 3T3 com uma concentração de 30.000 células/ml(corresponde a 6.000 células/poço).

A placa BIOFLOAT™ SARSTEDT está disponível esterilizada eembalada individualmente numa embalagem de alumínio.
Além disso, são livre de endotoxinas e citotóxicos.

Informações do pedido
Número dopedido83.3925.400
83.3927.400

Descrição
Placa de cultura de células, 96 poços,superfície: BIOFLOAT™, fundo redondo
Placa de cultura de células, 384 poços,superfície: BIOFLOAT™, fundo redondo

Experimente grátis
e sem compromisso!
sarstedt.com/
biofloat-pt

Número de poços
96
384

Forma dofundo

Embalagem
1 un./embalagem de alumínio
4 un./caixa interna
24 un./caixa

14

TC Inserts

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDTOs inserts SARSTEDT são fáceis de manusear em placas depoços de cultura celular. Junto com as nossas placas de poçospara cultura celular, os inserts formam um sistema para
cultura celular de 2 compartimentos, com a ajuda do qual épossível simular muito bem a situação in vivo de células. Poresse motivo, os inserts de cultura celular são indicados para a
realização de muitos ensaios complexos na cultura celular e detecidos:■ Estudos de transporte, secreção e difusão

15

Propriedades da membrana
Os inserts TC para cultura celular dispõem de uma membrana
em PET (poliéster) e estão disponíveis em cinco tamanhos deporo (0,4 µm, 1 µm, 3 µm, 5 µm e 8 µm) e duas propriedadesóticas (transparente e translúcida). A nossa membrana PET
oferece as seguintes vantagens:■ Membrana em PET extrafina e de alta qualidade com sulcos
gravados com tamanho de poro definido (fig. 2a).
■ As membranas translúcidas (maior densidade do poro,
turvo), assim como as membranas transparentes (menor
densidade do poro), possuem uma densidade do poro mais
definida.

■ Ensaios de migração
■ Testes de citotoxicidade■ Co-culturas■ Medições de resistência elétrica transepitelial (TEER)■ Culturas de células primárias

■ Aderência ótima da célula com dois lados de tratamento desuperfície (tratamento TC).
■ As propriedades químicas da membrana PET minimizam aligação não específica de moléculas.

■ Culturas de células 3D■ etc.

■ Alta resistência a produtos químicos para a fácil fixação ecoloração das células.

O formato de fácil utilização dos inserts TC suspensos para
cultura celular SARSTEDT possui as seguintes propriedades:■ Membranas destacam-se por corte mantendo-se planas,para um processamento conveniente e observação microscópica (fig. 2b).

■ Caixa durável de poliestireno (PS) altamente transparente.
■ Formato assimétrico para uma pipetagem fácil no poço(fig. 1a).
■ Espaçadores impedem que o líquido suba entre o insert eo poço.
■ Aresta superior rebaixada permite uma ótima troca gasosa(ver fig. 1b).

ab

Informações gerais sobre o campo de aplicação dos Inserts TC SARSTEDT:■ As membranas com tamanhos de poro pequenos (0,4 µm,
1 µm) são indicadas para aplicações nas quais a migração
de células através dos poros da membrana não é desejada.
Por exemplo, em ensaios de co-cultura, as células podem
ser cultivadas umas ao lado das outras sem que os respetivos tipos de células se misturem.
■ As membranas com poros maiores são recomendadas para
ensaios nos quais a migração de células através dos porosdeva ser possível na parte inferior da membrana. Para a
realização de estudos de quimiotaxia, invasão e migração,etc., e de acordo com o tipo de célula, devem ser usadas
membranas com um tamanho de poro de 3 µm, 5 µm ou
8 µm.
■ Devido à elevada densidade dos poros, as membranastranslúcidas com um diâmetro de poro de 0,4 µm permitem
uma difusão basolateral ideal para estudos de transporte,secreção, difusão e citotoxicidade.

Figura 1
ab

8 µm
Figura 2■ As membranas translúcidas também são indicadas para
ensaios de microscopia eletrónica e de TEER (resistência
elétrica transepitelial).
■ As membranas transparentes podem ser usadas tanto paraa microscopia ótica e eletrónica.

16

Os TC inserts são compatíveis com as placas TC correspondentes (ver pág. 12 e 13). Todas as versões são isentas depirógenos/endotoxinas, não-citotóxicas e disponíveis embaladas individualmente, esterilizadas.

Informação de encomenda
Ø dosMaterial daporosmembrana[µm]

Espessura Superfície de Volume deDensidade
Propriedades
da memcrescimento trabalho [ml]dos porosóticasbrana [µm] [cm2][poros/cm2]
InsertPoço

Embalagem
blíster/caixa

83.3930.040

PET

0,4

1 x 108translúcido

12

4,5

1–4

2,4 – 4,8

1 / 2483.3930.041

PET

0,4

2 x 106transparente 12

4,5

1–4

2,4 – 4,8

1 / 2483.3930.101 6 p
oços
83.3930.300

PET

1,0

2 x 106transparente 11

4,5

1–4

2,4 – 4,8

1 / 24PET

3,0

2 x 106translúcido

9

4,5

1–4

2,4 – 4,8

1 / 2483.3930.500

PET

5,0

6 x 105translúcido

10

4,5

1–4

2,4 – 4,8

1 / 2483.3930.800

PET

8,0

2 x 105translúcido

11

4,5

1–4

2,4 – 4,8

1 / 2483.3931.040

PET

0,4

1 x 108translúcido

12

1,1

0,2–0,8

1,2 – 2,4

1 / 4883.3931.041

PET

0,4

2 x 106transparente 12

1,1

0,2 – 0,8 1,2 – 2,4

1 / 4883.3931.101 12
83.3931.300 poços

PET

1,0

2 x 106transparente 11

1,1

0,2 – 0,8 1,2 – 2,4

1 / 48PET

3,0

2 x 106translúcido

9

1,1

0,2 – 0,8 1,2 – 2,4

1 / 4883.3931.500

PET

5,0

6 x 105translúcido

10

1,1

0,2 – 0,8 1,2 – 2,4

1 / 4883.3931.800

PET

8,0

2 x 105translúcido

11

1,1

0,2 – 0,8 1,2 – 2,4

1 / 4883.3932.040

PET

0,4

1 x 108translúcido

12

0,3

0,1 – 0,4 0,8 – 1,6

1 / 4883.3932.041

PET

0,4

2 x 106transparente 120,30,1 – 0,4 0,8 – 1,6

1 / 4883.3932.101 24
83.3932.300 poços

PET

1,0

2 x 106transparente 110,30,1 – 0,4 0,8 – 1,6

1 / 48PET

3,0

2 x 106translúcido

90,30,1 – 0,4 0,8 – 1,6

1 / 4883.3932.500

PET

5,0

6 x 105translúcido

10

0,3

0,1 – 0,4 0,8 – 1,6

1 / 4883.3932.800

PET

8,0

2 x 105translúcido

11

0,3

0,1 – 0,4 0,8 – 1,6

1 / 48Ref.

FormatoReady. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

17

Lamelas para microscopia
Lamelas altamente transparentes
para cultura celular
Sempre que seja necessário a cultura celular em condições
estéreis, fixas, coloridas e colocadas sob um microscópio
numa pequena superfície, as lamelas SARSTEDT são a sua
primeira escolha. O tratamento dos dois lados da superfíciee a boa qualidade ótica do plástico modificado permitem
trabalhar facilmente com as lamelas. Todas as versões são
certificadas como estéreis, isentas de pirógenos/endotoxinas
e não-citotóxicas.

As lamelas estéreis podem ser usadas em vários produtos para cultura celular:
Ø [mm]

Embalagem
unidade/caixa

Placa
35 x 10

Placa de6 poços

Placa de12 poços

Placa de24 poços

Lamelas

25

200

+

+

83.1840.001

Lamelas

22

200

+

+

–
–

–
–

83.1840.002

Lamelas

13

200

+

+

+

+

Ref.

Designação

83.1840

Códigode cor18

lumox®

Os produtos de cultura celular lumox® caracterizam-se por um
fundo de filme fino e permeável a gases. A permeabilidade ao
gás e às vias de difusão curtas, garantem uma excelente troca
gasosa. O fundo de filme lumox® possui uma autofluorescência
muito reduzida, em comparação com as bases de poliestireno(fig. 1), e apresenta uma transmissão elevada de luz em
comparação com as bases convencionais de poliestireno ou
vidro (fig. 2). A autofluorescência mínima e a boa transmissão
de luz do filme lumox® permitem uma elevada sensibilidade
consistente em ensaios e durante a utilização de técnicas deimagem e leitura. Os produtos lumox® permitem uma gama deaplicações desde a cultura celular normal até a análise automatizada de ensaios de células com base em fluorescência.

lumox® – Resumo das vantagens

Fluorescência relativa [RFU]

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

19

Fundo de filme lumox®
Fundo de poliestireno

Comprimento de onda [nm]Fig. 1 Medição de fluorescência do filme lumox® e da base em
poliestireno a 330 nm■ Autofluorescência reduzida■ Elevada transparência

■ Crescimento ótimo
■ Ideal para análises microscópicas

Transmissão em [%]■ Fundo de filme permeável a gases

Fundo de filme lumox®
Fundo de poliestireno
Fundo de vidro

Comprimento de onda [nm]Fig. 2 Medição de transmissão de luz. É possível a deteção
de sinais reduzidos, em especial nos comprimentos de onda
200 – 300 nm

As células simplesmente crescem melhor
A permeabilidade a gases do fundo de filme dos produtos
lumox® oferece inúmeras vantagens. As células crescem
diretamente no limite entre a fase gasosa e líquida, onde omeio de cultura não pode agir como barreira de difusão.
Excecionalmente as vias de difusão extremamente curtas,
asseguram uma troca gasosa ideal. Significa que, as célulassão diretamente alimentadas com oxigénio, enquanto também
permite que os produtos metabólicos, como por ex. o CO2,
sejam libertados.

Fig. 3 Troca gasosa através do fundo de filme lumox®

Fig. 4 Não é possível a troca gasosa nos recipientes de cultura
celular convencionais através do fundo de poliestireno ou de
vidro

20

lumox® dish – A placa para cultura celularpermeável a gases
A placa lumox® dish é composta por uma tampa transparentede poliestireno e um quadro de poliestireno com uma basetransparente, composta pelo filme lumox® fino (25 µm) e
permeável a gases. A multiplaca lumox® dish está disponível
com um diâmetro de 35 mm e 50 mm. A superfície de cultura
pode apresentar características hidrófilas ou hidrofóbicas,
opcionalmente. Assim, é possível cultivar tanto células
aderentes em crescimento quanto células em suspensão numa
placa lumox® dish. Para outras análises, por ex., a microscopia
eletrónica, o filme pode ser separado utilizando um bisturi. A
placa lumox® dish é certificada como esterilizada, isenta depirógenos/endotoxinas e não-citotóxica.

Informação de encomenda – Placa lumox® dishø/Altura[mm]

Superfície decrescimento [cm2]

Volume detrabalho [ml]Embalagem embalageminterna/caixa

Placa lumox® dish 35

35/6

6,3

2,5

50/25094.6077.331

Placa lumox® dish 35

35/6

6,3

2,5

50/25094.6077.305

Placa lumox® dish

50/12

20,4

5-10

50/20094.6077.410

Placa lumox® dish 50

50/12

20,4

5-10

50/200Ref.

Designação

94.6077.333

Superfície

Multipoços lumox® – A placa multipoços com
baixa autofluorescência
As placas de poços lumox® são compostas por grelha preta depoliestireno (dimensões padrão com uma base transparentede filme lumox® fino (50 µm) e permeável a gases. Encontram-se disponíveis para ser selecionados os formatos de 24
poços, 96 poços e 384 poços. Todas as versões são certificadas como esterilizadas, isentas de pirógenos/endotoxinas e
não-citotóxicas.

Informação de encomenda – Placa de poços lumox®
Superfície de crescimento por poço [cm2]

Volume de trabalho
por poço [µl]Embalagemsaco/caixa

Placas de poços lumox®, 24 poços

1,90

500 – 1500

4

94.6110.024

Placas de poços lumox®, 24 poços

1,90

500 – 150020

94.6000.024

Placas de poços lumox®, 96 poços

0,34

25 – 3404

94.6120.096

Placas de poços lumox®, 96 poços0, 34

25 – 34020

94.6000.034

Placas de poços lumox , 384 poços

0,11

10 – 1304

94.6130.384

Placas de poços lumox®, 384 poços

0,11

10 - 130

20

Ref.

Designação

94.6000.014

Superfície®

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

21

Câmaras de cultura celular x-wellVidro x-well – destacável

As câmaras de cultura celular x-well permitem a cultura e aanálise de células numa lâmina. Em conjunto com um acessório de poliestireno, as lâminas de microscópio formam
recipientes de uma ou várias câmaras. Seja para a execução
de análises de fluorescência ou análises microscópicas em
células vivas ou fixas, para pesquisas individuais ou séries depesquisas paralelas, a nossa gama de produtos x-well oferecea solução ideal para as suas aplicações. Todos os produtos
são certificados como estéreis, isentos de pirógenos/endotoxinas e não-citotóxicos.

A lâmina de vidro em formato padrão combina as condições decrescimento ideais para as células com excelentes propriedades óticas. A elevada resistência a produtos químicos permite
ainda a utilização da maior parte dos fixadores e corantes.

■ Execução de colorações histológicas e de fluorescência
com eficiência em questão de tempo

x-well coverglass■ Pequenos compartimentos para a execução económica deensaios/experiências

As x-well coverglass, possuem uma base com apenas 170 µm,
sendo, por isso, especialmente indicadas para a microscopia
de alta resolução e confocal.

■ Lâminas de microscópio com excelentes propriedadesóticas■ Autofluorescência reduzida■ Lâmina em formato padrão com campo para etiqueta■ Autofluorescência reduzida■ A câmara pode ser destacada da lâmina sem utilizar uma
ferramenta■ Ampliação ótima até 400 vezes (objetiva 40x)

■ Lâmina em formato curto sem campo para etiqueta■ Cultura de células aderentes■ Lâmina não destacável■ Alta resistência a produtos químicos■ Ampliação ótima até 1000 vezes (objetiva 100x)x-well lumox® – destacável
A superfície de crescimento da lâmina lumox® x-well é
composta pelo filme lumox® permeável a gases. Devido às
excelentes propriedades óticas do fundo de filme, os produtos
lumox® x-well são especialmente indicados para a análise decélulas com base em fluorescência.
■ Lâmina com filme lumox® fino (50 µm) em formato padrão
com campo de etiqueta

x-well PCA – destacável■ Autofluorescência reduzida e alta transparência

A lâmina do x-well PCA das câmaras de cultura celular éfabricada com um plástico da família das poliolefinas e tem avantagem de apresentar uma autofluorescência mais reduzida
e uma maior resistência química em comparação com o poliestireno.

■ A câmara pode ser destacada da lâmina sem utilizar uma
ferramenta■ Ampliação ótima até 400 vezes (objetiva 40x)

■ Lâmina em formato padrão com campo para etiqueta■ PCA apresenta apenas uma autofluorescência reduzida■ A câmara pode ser destacada da lâmina sem utilizar uma
ferramenta■ Ampliação ótima até 400 vezes (objetiva 40x)

Informação de encomenda – x-wellFormato

PCA

lumox®

Vidro

coverglass

Superfície decrescimento [cm2]

Volume de trabalho
por poço [ml]Embalagem
blíster/caixa

1 poços

94.6140.102

94.6150.101

94.6170.102

94.6190.102

9

4

6 / 962 poços

94.6140.202

94.6150.201

94.6170.202

94.6190.202

4,4

2

6 / 96

4 poços

94.6140.402

94.6150.401

94.6170.402

94.6190.402

1,9

1

6 / 968 poços

94.6140.802

94.6150.801

94.6170.802

94.6190.802

0,8

0,5

6 / 96Frasco94.6140.002-

94.6170.002

94.6190.002

9

4

6 / 96

22

flexiPERM® – Insert reutilizável
para cultura celular
flexiPERM® é um insert de silicone reutilizável, para a subdivisão de recipientes de cultura celular e lâminas em unidades decultura menores. A parte inferior altamente adesiva do
flexiPERM® adere a todas as superfícies planas, como vidro,
plástico ou o filme lumox®.
■ flexiPERM® são câmaras de silicone, adesivas e reutilizáveis
para cultura celular

flexiPERM® slide e flexiPERM® micro12■ flexiPERM® slide (2) com oito subdivisões, e flexiPERM®
micro 12 (1) com doze subdivisões, são indicados parapesquisas em paralelo de células em lâminas DIN. Alémdisso, podem ser usados com e sem lâmina, em combinação com o quadriPERM®.

■ flexiPERM® são hidrofóbicos e não-tóxicos para tecidos

flexiPERM® conA e conB

■ Os inserts para cultura celular flexiPERM® são resistentes
ao calor (até 125 °C), ao frio (até -20 °C) e resistente aquase todos os químicos de laboratório.

Os modelos flexiPERM® conA (3) e flexiPERM® conB (4) foram
desenvolvidos para pesquisas de cultura celular especiais na
fisiologia de animais e plantas.

■ Esterilizável por autoclavagem ou etanol 70%■ flexiPERM® são adequados para lâminas DIN e placas para
cultura celular■ Os inserts para cultura celular flexiPERM® podem serutilizados para ensaios de longo prazo, com duração deaprox. 2 semanas

O formato em cone oferece diversas áreas de aplicação na
micromanipulação/microinjeção. Caso seja realizada aobservação microscópica simultânea, é possível realizar
medições intra e intercelulares.

flexiPERM® discO flexiPERM® disc (5) subdividido em quatro compartimentos,
é o ideal para a placa permeável ao gás lumox® dish 50 ou
para qualquer placa para cultura celular com um diâmetro de
50 mm.

5

O flexiPERM® disc pode ser utilizado no campo da co-culturade diversos tipos de células num recipiente.

1
2

4
3

Informação de encomenda – flexiPERM®
Ref.

Designação

Fig.

Unidades deculturaÁrea de crescimento
por subdivisão [cm2]

Volume de trabalho[µl]Embalagem
unidade/caixa

94.6011.436

flexiPERM® micro 12

1

12

0,3

100 – 200

594.6032.039

flexiPERM® slide

2

8

0,9

300 – 500594.6077.435

flexiPERM conB

4

1

3,1

2.000 – 3.000

594.6077.434

flexiPERM® conA

3

1

1,1

1.000 – 1.500

594.6034.067

flexiPERM® disc

5

4

1,8

500 – 1.000

5®

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

23

quadriPERM® – Placa de cultura
celular para análises paralelasquadriPERM® é uma placa para cultura celular retangular que
oferece várias possibilidades de aplicação e impressiona com
as seguintes vantagens:

Placa de cultura celular paraanálises paralelas
O quadriPERM® oferece quatro compartimentos de mesmo
tamanho, nos quais é possível cultivar células paralelamente,
sob as mesmas condições. As células em suspensão podem
ser diretamente cultivadas no quadriPERM®. Os produtos
x-well, flexiPERM® ou lâminas DIN podem ser colocados nos
compartimentos, para a cultura de células aderentes.

Aplicações versáteis
Além da cultura celular, o quadriPERM® é indicado para
inúmeras aplicações diferentes. As placas para cultura celular
podem ser usadas na preparação in situ de cromossomas em
estudos de citogenética. Também são possíveis fixações ecolorações histológicas, imunocitoquímicas ou imunofluorescentes. O quadriPERM® também é adequado como recipiente
multiuso para a desnaturação, a hibridização ou a lavagem demembranas. Outras aplicações são:■ Análises paralelas■ Incubação de lâminas■ Imuno-histologia

Manuseamento fácil■ Imunocitoquímica

No quadriPERM® as células podem ser cultivadas com um
novo meio de maneira simples e rápida. Além disso, as
dimensões externas de uma placa quadriPERM® estão em
conformidade com o padrão ANSI/SLAS (antigo ANSI/SBS),de maneira a que as placas quadriPERM® possam ser usadas
sem problemas em microscópios, assim como todas as placasde cultura celular da SARSTEDT.

■ Hibridização fluorescente in situ (FISH)■ Microarranjo de células■ Testes de micoplasmas■ Northern blot, Southern blot ou Western blot

Qualidade certificada
As placas quadriPERM® são certificadas como estéreis, isentasde pirógenos/endotoxinas e não-citotóxicas.

Informação de encomenda – quadriPERM®
Ref.

Designação

Área de cultura por unidade [cm2]

Volume de trabalho
por unidade [ml]Embalagemsaco/caixa

94.6077.307

quadriPERM®

24,9

aprox. 10

12/48

quadriPERM® em combinação
com flexiPERM® slide e
flexiPERM® micro 12

24

miniPERM® Biorreator

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDTO miniPERM® é um biorreator fácil de manusear, desenvolvido
para cultura celular eucarióticas (por ex., células de mamíferos, de insetos, de plantas) em alta densidade e, assim, para a
produção de biomassa e de produtos de células. A subdivisão
do biorreator em módulos de produção e de alimentação,assim como a cultura rotativa, permitem a produção deprodutos de células altamente concentrados em pequenos
volumes. Desta forma, dependendo da linha de células, podem
ser obtidas densidades celulares superiores a 107 células/ml
e concentrações de produto de vários mg/ml. Assim, obiorreator miniPERM® representa uma alternativa económica eeficiente aos frascos para cultura celular e roller comuns e aossistemas de fermentação.

25

Os biorreatores miniPERM® são especialmente indicados para uma diversidade de aplicações*, tais como:■ Cultura de células de hibridoma para a obtenção deanticorpos■ Cultura de células transfetadas para a obtenção deproteínas recombinantes ou para a produção de vírus■ Produtos de biomassa de células eucarióticas e
procarióticas

Vantagens do biorreator miniPERM®:■ Elevadas densidades celulares■ Elevadas concentrações de produto■ Manuseamento fácil■ Colheitas múltiplas■ O módulo de produção está disponível em
diversos tamanhos* Literatura:
Belin, V., Rousselle, P. , Production of a recombinantly expressed laminin
fragment by HEK293-EBNA cells cultured in suspension in a dialysis-based
bioreactor, Protein Expression & Purification , 48: 43-48 (2006)
Konstantinov, S. et al., Three-Dimensional Bioreactor Cultures: A Useful
Dynamic Model for the Study of Cellular Interactions, Ann. N. Y. Acad. Sci.
1030: 103-115 (2004)
A pedido, disponibilizamos mais literatura e campos de aplicação!

26

Princípio
O biorreator miniPERM® subdivide-se, através de uma membrana de diálise, num módulo de produção e outro de alimentação (sistema de dois compartimentos). A membrana dediálise tem uma área de exclusão de 12,5 kDa, de forma a quenem as células, nem os produtos de células segregados(> 12,5 kDa) se possam propagar para o módulo de nutrientes. Ao mesmo tempo, ocorre o intercâmbio de nutrientes e demetabolitos celulares através da membrana de diálise. A troca
gasosa ocorre através de uma fina membrana de silicone
permeável a gases, do lado exterior do módulo de produção.

Módulo de nutrientes

Módulo de produção

Produto de células
Glicose
LactatoNH4+
CO2
CélulaO2

Membrana de silicone
Membrana de diálise

Módulos de produção miniPERM®
Os módulos de produção miniPERM® são indicados para
cultura celular em suspensão. Dependendo da escala deprodução, eles estão disponíveis em dois volumes de cultura:■ O miniPERM® classic, com um volume de cultura celular de
35 ml, é a unidade de produção ideal para os laboratórios
de pesquisa.
■ O miniPERM® HDC50, com um volume de cultura de 50 ml,
é indicado para a produção de quantidades um pouco
maiores de proteínas e biomassa.

O dispositivo de rotação universal
Para obter uma alimentação e eliminação ideal das células nobiorreator miniPERM®, as células são mantidas em suspensão
através de uma rotação contínua. Durante a cultura, obiorreator miniPERM® gira sobre o seu eixo longitudinal num
dispositivo de rotação universal, dentro de uma incubadora deCO2, a uma humidade relativa do ar mínima de 70%.
O dispositivo de rotação universal tem capacidade para até
quatro biorreatores miniPERM®.

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

O biorreator e os acessórios

Acessórios miniPERM®
Para o manuseamento fácil do biorreator miniPERM® estão
previstos os seguintes acessórios:■ Seringas esterilizadas de uso único (2 ml e 50 ml)

Biorreatores miniPERM®
■ miniPERM® esterilizado:
A combinação dos módulos de produção e de nutrientes,
são certificados como estéreis, isentos de pirógenos/endotoxinas e não-citotóxicos, sendo fornecidos como biorreatores de uso único.

■ Suportes para miniPERM®
■ Tampas de rosca esterilizados para os módulos■ miniPERM® reutilizável:O módulo de nutrientes é autoclavável e concebido para
uso múltiplo. Os módulos de produção são certificadoscomo estéreis, isentos de pirógenos/ endotoxinas e não-citotóxicos, e estão disponíveis em embalagens individuais,de produtos de uso único.

■ Agulhas estéreis (25G x 5/8”)■ Tubos de enchimento esterilizados
miniPERM® Kit Suporte de Iniciação
Neste kit estão incluídos todos os acessórios necessários para
iniciar a cultura, para a amostragem e a colheita.

Informação de encomenda – miniPERM®
Ref.

Descrição

94.6001.059

miniPERM® classic

Biorreator, esterilizados

2

94.6001.055

miniPERM® classic

Módulo de produção, esterilizados

494.6077.121

miniPERM HDC 50

Biorreator, esterilizados

2

94.6077.017

miniPERM® HDC 50

Módulo de produção, esterilizados

4®

Embalagem unidade/caixa

Informação de encomenda – Acessórios
Ref.

Descrição

94.6001.153

Módulo de nutrientes para miniPERM , autoclavável

4

94.6001.054

Suportes para miniPERM®

4

94.6001.036

Tampas de rosca para módulo de produção, esterilizado

694.6077.037

Tampa de rosca para módulo de nutrientes, esterilizado

16

94.6077.135

Agulha Luer, 25G x 5/8“, esterilizado

100

94.6077.136

Seringa de uso único, 2 ml Luer, esterilizado

100

94.6077.137

Seringa de uso único, 50 ml Luer Lock, esterilizado

60

94.6077.138

Tubo de enchimento 5“, Luer, esterilizado

94.6001.094

27

Embalagem unidade/caixa®

50

Kit Suporte de Iniciação

Quantidadede unidades• Seringa de uso único, 50 ml Luer Lock, esterilizado

8• Seringa de uso único, 2 ml Luer, esterilizado

20• Tubo de enchimento 5“, Luer, esterilizado

8• Agulha Luer, 25G x 5/8“, esterilizado

20• Fecho de septo, esterilizado

6• Suportes para miniPERM®

1

1

Informação de encomenda – Dispositivo de rotação universal
Ref.

Descrição

Embalagem unidade/caixa

94.6001.061

Dispositivo de rotação universal 115/230 V

1

28

CryoPure –Criocongelação

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT■ Isento de pirogênio/isento
endotoxinas<0,06 EU/ml

Formato versátil■ Criotubos CryoPure com rosca externa com um volume de
1,2 ml a 5 ml para a redução do risco de contaminação. (1)■ Os criotubos CryoPure com rosca interna e anel vedantede silicone são oferecidos com um volume de 2 mlpara aumentar a capacidade de armazenamento (grade
10 x 10). (1)

Performan
yo Tested ce■ Estéril
De acordo com ISO 11137

Cr

Os criotubos CryoPure da SARSTEDT para acriocongelação são testados e certificadospara proteção do material celular(ver também a pág. 2):

29

CE/ IVD/ Sterile/
Pyrogen-/ DNA-/ DNase-/
RNase-free/ non-cytotoxic/
non-mutagenic

Incrivelmente ergonómico

■ Não citotóxico
De acordo com a ISO 10993-5

O mecanismo de fecho rápido QuickSeal permite abrir e fechar
os dois tipos de tampa com formato ergonómico de maneirasegura, com apenas uma volta. (2)■ Não mutagênico
A prova para estimar a isenção de mutagenicidade foi
realizada de acordo com o teste de Ames II

Versatilidade excecional■ Isento de DNA
DNA humano <0,5 pg/μl, DNA bacteriano <0,02 pg/μl

A combinação de tampas de 6 cores diferentes, com inserts
de codificação de 6 cores diferentes, podem ser obtidas até
36 combinações de cores para a codificação visual e uma
identificação fácil das amostras.

■ Isento de de DNase/RNase
DNase <1x10–5 U/μl, RNase <1x10–9 Unidades Kunitz/μl■

Excelente formato

Para o armazenamento de materiais celulares e seus componentes a temperaturas até –196 °C, a SARSTEDT oferece um
sistema de armazenamento profissional com uma vasta gamade produtos de criotubos CryoPure altamente transparentes.

■ O contorno interno ideal do fundo do recipiente dos criotubos CryoPure facilita a colheita de amostras sem resíduos.
■ A base de apoio é independente. (3)■ A base dos criotubos CryoPure permite manusear os tubos
com apenas uma mão no CryoRack 40 e na maioria dos
outros suportes de trabalho comuns. (4)

1

2

3

4

30

Criotubos CryoPure de 1,2 ml com rosca externa
Ref.

Tampa de rosca

Volume nominal

72.377

branco1,0 ml72.377.002

vermelho

1,0 ml72.377.004

amarelo

1,0 ml72.377.005

verde

1,0 ml72.377.007

violeta

1,0 ml72.377.992

Mistura de cores

1,0 mlEmbalagem

50/saco500/caixa interna
2.000/caixa de cartão

Criotubos CryoPure de 2,0 ml com rosca externa
72.379branco1,8 ml72.379.002

vermelho

1,8 ml72.379.004

amarelo

1,8 ml72.379.005

verde

1,8 ml72.379.006

azul

1,8 ml72.379.007

violeta

1,8 ml72.379.992

Mistura de cores

1,8 ml50/saco500/caixa interna
2.000/caixa de cartão

Criotubos CryoPure de 5,0 ml com rosca externa
72.383branco4,5 ml72.383.002

vermelho

4,5 ml72.383.004

amarelo

4,5 ml72.383.005

verde

4,5 ml72.383.007

violeta

4,5 ml72.383.992

Mistura de cores

4,5 ml25/saco250/caixa interna
1.000/caixa de cartão

Criotubos CryoPure de 2,0 ml com rosca interna e anel vedante de silicone
72.380branco1,6 ml72.380.002

vermelho

1,6 ml72.380.004

amarelo

1,6 ml72.380.005

verde

1,6 ml72.380.006

azul

1,6 ml72.380.007

violeta

1,6 ml72.380.992

Mistura de cores

1,6 ml50/saco500/caixa interna
2.000/caixa de cartão

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

Informação de encomenda – inserts codificados por cor para criotubos CryoPure
Ref.

Cor

Embalagem

65.386

branco100/saco 3000/caixa

65.386.002

vermelho

100/saco 3000/caixa

65.386.004

amarelo

100/saco 3000/caixa

65.386.005

verde

100/saco 3000/caixa

65.386.006

azul

100/saco 3000/caixa

65.386.007

violeta

100/saco 3000/caixa

65.386.992

Mistura de cores

100/saco · 5 cores · 2500/caixa

CryoRack 40/Rack de trabalho■ 4 linhas de 10 poços para um total de 40 criotubos CryoPure■ Manuseamento com uma só mão devido à imobilização do fundo■ Codificação alfanumérica por cores para facilitara alocação das amostras■ Antiderrapante devido às bases de borracha

Informação de encomenda – CryoRack 40
Ref.

Embalagem

93.856.040

1/saco 10/caixa

31

32

Cryo boxes para o armazenamento
a baixas temperaturas■ Caixas de armazenamento de policarbonato de alta qualidade para o armazenamento a temperaturas até –196 °C■ O código numérico de cada tubo na caixa permite a fácil
identificação da amostra■ Tampa transparente e bases coloridas com grandes aberturas para uma ventilação rápida
■ Várias versões da caixa para criotubos CryoPure de 1,2/2,0
e 5,0 ml comercialmente disponíveis
■ Capacidade de armazenamento flexível graças a caixas com
dimensões de grade de 5 x 5, 9 x 9 e 10 x 10
■ Autoclavável (121 °C, 20 min)Dimensões
Adequado para tubos Cryo

1,2 - 2,0 ml

1,2 - 2,0 ml

1,2 - 2,0 ml

3,5 - 5,0 ml

Dimensões da grelha

5x5

9x9

10 x 109x9Capacidade de armazenamento

25

81

100

81

Tamanho da caixa (LxPxA) em mm

75 x 75 x 52

132 x 132 x 53

132 x 132 x 53

132 x 132 x 95

Rosca interna

Rosca interna e externa

Rosca interna e externa
Ideal para tubos com

Informação de encomenda – Cryo boxes
Embalagem

Cor

Ref.

5/saco 20/caixa

93.872.225

93.873.281

93.874.210

93.875.281

5/saco 20/caixa

93.872.425

93.873.481

93.874.410

93.875.481

5/saco 20/caixa

93.872.625

93.873.681

93.874.610

93.875.681

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

33

Cell strainer
Os cell strainers da SARSTEDT oferecem uma solução inovadora, rápida e fácil de manusear para a produção de células
em suspensão (culturas de células primárias, citometria defluxo). Eles dispõem de uma malha de nylon e estão disponíveis nos tamanhos de poro 40, 70 e 100 µm.

1Características dos cell strainers
da SARSTEDTAs seguintes características simplificam os processos detrabalho e reduzem o risco de contaminação:■ Identificação rápida do tamanho de poro através do código
de cor dos produtos – 40 μm (azul), 70 μm (branco) e
100 μm (amarelo). (1)■ Os cell strainers são esterilizados e embalados individualmente numa embalagem tipo blister (Plástico rígido/papel),podendo ser retirados de maneira confortável devido ao
formato fechado em toda a volta, inclusive na alça. Assim,
o risco de contaminação acidental do filtro pelo toque éminimizado. (2)2■ Quatro apoios ao longo do bordo resultam na ventilação
contínua durante a filtração. Assim, o risco de o cellstrainer transbordar – o efeito “Air-Lock” – é minimizado.
(3)■ Os cell strainers são empilháveis. Isto permite uma filtração
em vários níveis das células em suspensão, por ex., após
a digestão orgânica para a obtenção de células primárias.
(4)

3

4

5

6

■ Os cell strainers são compatíveis com tubos de centrifugação convencionais de 50 ml. (5)■ O adaptador permite a utilização com muitos outros
tubos de diâmetro menor (tubos FACS de 15 ml, 5 ml,Ø 17 x 100 mm, Ø 12 x 75 mm). (6)■ Os cell strainers e o adaptador são certificados como esterilizados, isentos de pirogénios/endotoxinas e não
citotóxicos.

Informação de encomenda – Cell strainers
Ref.

DesignaçãoTamanho de poro [µm]Código de cor

83.3945.040

Cell strainer, estéril

40

1 / 5083.3945.070

Cell strainer, estéril

70

1 / 5083.3945.100

Cell strainer, estéril

100

1 / 5083.3945.999

Adaptador para cell strainer––

Embalagem blíster/caixa

1 / 2534

Filtropur V e Filtropur BT
A gama de produtos Filtropur é adequada para filtrar soluções
aquosas (por ex., meios de cultura celular) e abrange unidadesde filtração para os mais diversos volumes. As membranas defiltração estão disponíveis com diversos tamanhos de poro e,
por isso, oferecem uma vasta gama de utilizações. A gama deprodutos Filtropur caracteriza-se pela sua variedade, economia e rapidez:■ O Filtropur V e o Filtropur BT estão disponíveis com trêstamanhos de poro (0,45 µm, 0,22 µm e 0,1 µm).

Filtração a vácuo Filtropur V e Filtropur BT■ A membrana PES permite um rendimento elevado
reduzindo, ao mesmo tempo, a duração da filtração é
caracterizada por uma absorção reduzida de proteínas.

O Filtropur V e o Filtropur BT foram desenvolvidos principalmente para aplicações no campo da cultura celular e são
equipados com filtros de membrana de poliéterssulfona (PES).
Assim, estes produtos são ideais para a esterilização a frio demeios para cultura celular e soluções aquosas de proteína.

■ A membrana PES de 0,1 µm serve para a prevenção eremoção efetivas de micoplasmas das soluções.
■ Frascos de colheita esterilizados, estáveis e de formato
ergonómico estão disponíveis para volumes de 250 ml a1000 ml.

■ O Filtropur V e o Filtropur BT são certificados como
esterilizados, isentos de pirógenos/endotoxinas e nãocitotóxicos.

Unidades de filtração a vácuo*Ref.

Designação

Volume defiltração [ml]Ø da membrana[mm]

Membrana/Tamanhode poroEmbalagemsaco/caixa

83.3940.501

Filtropur V 25

250

50

PES/0,22 µm

1/12

83.3941.500

Filtropur V 50

500

75

PES/0,45 µm

1/12

83.3941.501

Filtropur V 50

500

75

PES/0,22 µm

1/12

83.3941.502

Filtropur V 50

500

75

PES/0,1 µm

1/1283.3942.500

Filtropur V 100

1.000

91

PES/0,45 µm

1/12

83.3942.501

Filtropur V 100

1.000

91

PES/0,22 µm

1/12* Todas as unidades de filtração são acompanhadas de uma tampa de rosca em embalagem estéril para o recipiente de colheita.

Filtro superior de frasco para recipientes de armazenamento, máx. 45 mm de diâmetro externo
Ref.

Designação

Volume defiltração [ml]Ø da membrana[mm]

Membrana/Tamanhode poroEmbalagemsaco/caixa

83.3940.511

Filtropur BT 25

250

50

PES/0,22 µm

1/24

83.3941.510

Filtropur BT 50

500

75

PES/0,45 µm

1/24

83.3941.511

Filtropur BT 50

500

75

PES/0,22 µm

1/24

Recipientes de colheita de filtração para FiltropurRef.
83.3940.505
83.3941.505
83.3942.505

Designação
Recipiente derecolha para
Filtropur

Volume defiltração [ml]VersãoEmbalagemsaco/caixa

250

Com tampa de rosca

1/24

500

Com tampa de rosca

1/24

1.000

Com tampa de rosca

1/24

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

35

Filtropur S, Filtropur S plus
e Filtropur L
Filtropur S, Filtropur S plus e Filtropur L

Filtropur S e Filtropur S plus

Os Filtropur S, Filtropur S plus e Filtropur L são adequadospara a filtração de soluções aquosas e caracterizam-se pelas
seguintes propriedades:

Os filtros de seringa Filtropur S e Filtropur S plus são muitas
vezes utilizados para a filtração de meios de cultura celular,
aditivos para cultura celular e tampões, já que removem deforma fiável micro-organismos e partículas das soluções afiltrar. Os filtros de seringa estão disponíveis em tamanhos deporo de 0,2 µm e de 0,45 µm.

■ Baixa adsorção de proteína e alta taxa de recuperação
através da utilização de membranas Filtropur■ Reduzido volume morto■ Estéreis, isentos de pirógenos/endotoxinas e não-citotóxicos■ Biocompatibilidade devido ao pré-filtro GF 100% isento de
aglutinantes e às membranas 100% isentas de surfatantes

Filtropur L
Os produtos Filtropur L prontos para o uso possuem uma
membrana de polietersulfona (PES) com um pré-filtro de fibrade vidro integrado (GF). Em combinação com uma bomba demembrana, os Filtropur L são adequados para a filtração
estéril rápida de meios de cultura celular e de soluções
aquosas com um volume até 10 l. Os filtros Filtropur L estão
disponíveis opcionalmente com Luer-Lock ou com uma
entrada de conector de tubo flexível.

Informação de encomenda – Filtropur
Ref.

Designação

Aplicação

Ø da membrana [mm]Membrana/
Tamanho de poro

Embalagemsaco/caixa

83.1826

Filtro de seringa
Filtropur S 0,45

Limpeza intensa/
Filtração clara

28

PES /
0,45 µm

1/50, estéril

83.1826.001

Filtro de seringa
Filtropur S 0,2

Filtração estéril

28

PES /
0,2 µm

1/50, estéril

83.1826.102

Filtro de seringa
Filtropur S plus 0,2

Filtração estéril/paraaumentar o volume
de filtração total

28

CA/GF /
0,2 µm

1/50, estéril

83.3944

Filtropur L 0,2 S*
Entrada: conector
de tubo

Filtração estéril

64

PES/GF /0,2 µm

1/50, estéril

83.3944.001

Filtropur L 0,2 LS*
Entrada: Luer-Lock

Filtração estéril

64

PES/GF /0,2 µm

1/50, estéril* Para filtração sob pressão

Informação de encomenda – Acessórios
Bestell-Nummer

Designação

Embalagem

83.1850

Bomba de membrana com kit de tubos, lavador em aço inoxidável e adaptador de tubospara Filtropur L

1/caixa de cartão

36

Pipetas serológicas
Automatic-Sarpette®

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

Pipetas serológicas■ Produzidas em poliestireno transparente■ Maior volume de pipetagem devido à escala negativa■ Método de trabalho variável devido à contraescala■ Bocais otimizados para encaixe universal nos pipetadores
mais comuns■ As guias salientes no bocal das pipetas de 25 ml proporcionam um encaixe estável no adaptador de admissão dopipetador■ Identificação simples do volume devido ao código de corinternacional em todas as embalagens de blíster individuais■ Embalagem fácil de abrir, antiestática■ Disponíveis esterilizadas embaladas individualmente*
ou 25 unidades embaladas em saco
* As pipetas esterilizadas embaladas individualmente estão certificadascomo isentas de pirógenos/endotoxinas e não-citotóxicas.

Informação de encomenda – Pipetas serológicas de 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml
Códigode corEmbalagem
Embalagem saco/caixa

Ref.

Volume total/Graduação

Versão86.1251.001

1 ml

1/100 ml

Filtro, embalada individualmente, esterilizada

100/1.000

86.1251.025

1 ml

1/100 ml

Filtro, esterilizada, saco 25 unidades

25/1.000

86.1252.001

2 ml

1/100 ml

Filtro, embalada individualmente, esterilizada

100/1.000

86.1252.025

2 ml

1/100 ml

Filtro, esterilizada, saco 25 unidades

25/1.000

86.1253.001

5 ml

1/10 ml

Filtro, embalada individualmente, esterilizada

50/50086.1253.025

5 ml

1/10 ml

Filtro, esterilizada, saco 25 unidades

25/50086.1254.001

10 ml

1/10 ml

Filtro, embalada individualmente, esterilizada

50/50086.1254.025

10 ml

1/10 ml

Filtro, esterilizada, saco 25 unidades

25/50086.1685.001

25 ml

2/10 ml

Filtro, embalada individualmente, esterilizada

25/20086.1685.020

25 ml

2/10 ml

Filtro, esterilizada, saco 20 unidades

20/20086.1256.001

50 ml

1/2 mlFiltro, embalada individualmente, esterilizada

30/90

Pipeta de aspiração, poliestireno■ Para a aspiração de líquidos com bomba de vácuo■ Esterilizadas, embaladas individualmente numa embalagem
tipo blister (plástico rígido/papel),■ Isentas de pirógenos/endotoxinas e não-citotóxicas■ Sem impressão, sem filtro de algodão

Informação de encomenda, pipeta de aspiração
Ref.

Volume total/Graduação

VersãoEmbalagem unidade/caixa

86.1252.011

2 ml/sem graduação

Sem filtro, sem impressão, embalada
individualmente, esterilizada

1/100037

38

Automatic-Sarpette®
O formato ergonómico da Automatic-Sarpette® SARSTEDT
permite trabalhar com toda comodidade e sem cansaço,
mesmo no caso de séries de pipetagem.
■ Formato ergonómico e ótima distribuição do peso
■ Manuseamento com uma só mão para um trabalho cómodo
■ Os utilizadores podem escolher até três velocidades debomba diferentes■ Comando preciso e sensível das velocidades de enchimento
e dispensa com dois botões de pipetagem■ Excelente encaixe de todas as pipetas de plástico e de vidro
devido ao adaptador de silicone graduado.
■ Enchimento de uma pipeta de 50 ml em menos de 10 s
com o motor à potência máxima
■ Motor da bomba silencioso para um trabalho agradável■ Bateria de NiMH com um tempo de funcionamento até
8 horas■ Indicador LED para controlar a carga da bateria

Informação de encomenda – Automatic-Sarpette®
Ref.

Designação

Embalagem

90.189.200

Automatic-Sarpette incl. carregador UE, suporte de mesa, suporte de parede,2 filtros de substituição (0,45 μm e 0,20 μm)

1 unid/caixa

90.189.202

Automatic-Sarpette® incl. carregador GB, suporte de mesa, suporte de parede,2 filtros de substituição (0,45 μm e 0,20 μm)

1 unid/caixa

90.189.203

Automatic-Sarpette® incl. carregador EUA, suporte de mesa, suporte de parede,2 filtros de substituição (0,45 μm e 0,20 μm)

1 unid/caixa

90.189.204

Automatic-Sarpette incl. carregador AUS, suporte de mesa, suporte de parede,2 filtros de substituição (0,45 μm e 0,20 μm)

1 unid/caixa

90.189.205

Automatic-Sarpette® incl. carregador KR, suporte de mesa, suporte de parede,2 filtros de substituição (0,45 μm e 0,20 μm)

1 unid/caixa

90.189.220

Filtro de substituição para Automatic-Sarpette®, tamanho de poro: 0,45 μm

5 unid/saco

90.189.221®

Filtro de substituição para Automatic-Sarpette , tamanho de poro: 0,2 μm

5 unid/saco

90.189.222

Adaptador de silicone para Automatic-Sarpette®

1 unid/saco

90.189.223

Baterias de substituição para Automatic-Sarpette®

2 unid/saco®

®

Ready. Set. Grow!  ///  SARSTEDT

39

Tubos de fundo cónico de 15 ml e 50 ml, estéreis
■ O polipropileno (PP) particularmente transparente permite uma
boa visualização do material da amostra■ Graduação impressa e campo de etiqueta■ Graduação e campo de etiqueta resistentes ao etanol e ao metanol■ Centrifugável até 20 000 x g* (Exceção: 62.559.001 até 8000 x g)
■ Estéreis, isentos de pirógenos/endotoxinas, não-citotóxicos
Ref.

Volume [ml]Comprimento [mm]

Ø [mm]

VersãoEmbalagem saco/caixa

62.559.001

50

115

28

Com base, tampa vermelha, montada

25/30062.547.004

50

114

28

Tampa vermelha, montada

25/Suporte de esferovite/300

62.547.254

50

114

28

Tampa vermelha, montada

25/30062.554.002

15

120

17

Tampa vermelha, montada

50/Suporte de esferovite/500

62.554.502

15

120

17

Tampa vermelha, montada

50/500* Com uma densidade de líquido de 1,06 g/ml e inserts de centrífuga adaptados ao fundo cónico do tubo, testados a 20 °C durante 30 minutos.

Tubos de cultura celular, PS transparente, estéreis
Os tubos de poliestireno pré-tratados com tampa de roscasão especialmente indicados para:■ Cultura de pequenas populações de células■ Cultura de suspensões ou culturas de monocamadas■ A tampa de rosca permite uma ventilação regular e um fecho
hermético das células
Ref.

Volume [ml]Comprimento [mm]

Ø [mm]

VersãoEmbalagem saco/caixa

83.9923.945

15

125

16

Tampa vermelha, tratamento TC

5/1.000

83.9923.943

12

99

16

Tampa vermelha, tratamento TC

5/1.000

83.9923.929

10

97

16

Tampa vermelha, fundo cónico, tratamento TC

5/1.000

Tubo com fecho de 2 posições, estéril
A tampa de ventilação tem duas posições. Na primeira posição, (tampa levementepressionada), permite uma ventilação no interior do tubo. Se pressionada até o final,a tampa fecha hermeticamente o tubo na segunda posição.
Ref.

VolumeComprimentoØVersãoEmbalagem saco/caixa

55.526.006 PP

5 ml

75 mm

12 mm

sem impressão

25/1.000

55.476.013 PS

5 ml

75 mm

12 mm

sem impressão

25/1.000

62.526.028 PP

5 ml

75 mm

12 mm

escala impressa

embalado individualmente, esterilizado • 500/caixa

62.476.028 PS

5 ml

75 mm

12 mm

escala impressa

embalado individualmente, esterilizado • 500/caixa

62.515.006 PP

13 ml

100 mm

16 mm

escala impressa

25/50062.515.028 PP

13 ml

100 mm

16 mm

escala impressa

embalado individualmente, esterilizado • 500/caixa

Para mais versões da nossa gama de tubos, consulte o nosso „Tube Finder“, em www.sarstedt.com.

Em caso de dúvidas:
Teremos prazer em ajudar!

SARSTEDT S.A.
Sintra Business Park, Edifício 8
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 Sintra
Tel.: +351 21 915 6010
Fax: +351 21 915 6019
info.pt@sarstedt.com
www.sarstedt.com

BRO_51_215_0700_6021_NF   Este documento contém informações sobre produtos que podem não estar disponíveis em todos os países.   Modificações técnicas reservadas

Visite o nosso site:www.sarstedt.com