比表面積/細孔径分析装置
Novaシリーズ

Nova.
速度を体感する
比表面積と細孔の特性は、実際のアプリケーションにおける材料の適合性と性能に大きく影響します。
これまでは、測定時間と測定精度の間で選択を迫られていました。もうその必要はありません。
Novaを使用すれば、測定時間と測定精度の一方だけを選択する必要はなくなります。
Novaの測定スピード：「測定精度に照準を合わせた測定時間」を体感してみてください。

次世代

完全に再設計されたNovaシリーズは、比表面積と細孔の特性評価における新しい基準となる装置となっています。

NEXT GENERATION
馴染みがあるが新しい馴染みのあるタッチスクリーンの背後には、真空ロウ付けされたマニホールドやステンレス鋼配管など、より強固な新設計が施されています。新しいバルブや電子部品と組み合わせることで、真空度や測定性能を高めています。

OPERATIONAL SIMPLICITY
最初から最後まで簡単操作
VELOCITY
スピードと精度の両方を兼ね備えた測定

Novaは、まさに次世代の表面積・細孔分析装置です。

ADAPTABILITY
今日の測定と明日の測定準備の両立

Ÿ 4サンプルの5点BET分析をわずか20 分、2%未満の再現性で実現
Ÿ 4ステーション × 測定40点のメソ孔分析を8 時間以内に完了Ÿ 測定と同時に4 サンプル同時に脱気可能

Nova 600 BET

Nova 800 BET

Nova 600

Nova 800

シンプルさ最初から最後まで
簡単操作

サンプルの脱気処理
4つの組み込まれた脱気ステーションとソフトウ
ェア制御の昇温プログラムにより、完全なトレーサビリティを確保します。また、「前処理レシピを選択して実行」することで、サンプルの前処理がより簡単になります。

メソッド選択標準規格(ASTM、ISO、USPなど)に準拠した幅広い測定条件のライブラリを利用することができます。また、インテリジェントなガス導入アルゴリズムを利用して独自の測定条件を作成することで、無駄な予備試験をなくすことができます。

操作の簡便さ「すばやい」分析
新しい10インチの高精細グラフィックタッチスク
リーンがリアルタイムに進捗を表示するため、分析の状況を一目で確認することができます。タッチスクリーンでは、等温線全体、BETプロット、表面積の計算結果にも簡単にアクセスすることができます。

簡単にレポート出力煩雑なデータ処理をなくし、結果からレポートまで一瞬で実行することができます。より詳細なレポートを作成するには、Novaの豊富なレポートテンプレートのライブラリと幅広いデータ解析機能を活用します。



最大425 ºCまで加熱が可能な真空/フロー脱気機能

国際規格 (ASTM、ISO、USP)への準拠を促進するために開発された20個の内蔵済み分析プロファイル

PowderProtect: インテリジェントなサンプ
ルセルの真空排気により、脱気・分析時の微粉末飛散のリスクを低減

サービスダッシュボードで装置や重要部品の使用状況を把握し、予知保全を実現

外付け脱気装置の煩雑さ
コスト、複雑さを解消インテリジェントなガス導入アルゴリ
ズムにより分析プロファイルの作成を簡素化Kaomi for Novaソフトウェアを使用することで、4台の装置を1台のコンピュータから遠隔操作可能

3年保証とアントンパールの幅広いグローバルネットワークでサポート

スピードと精度両方を兼ね備えた測定サンプル処理量の最大化
4 サンプルの5点BET表面積分析をわずか20 分で行い、4つの等温線を8 時間以内に測定を完了することができます。
4 + 4のパワー
Nova 800には4 つの脱気ステーションと4 つの分析ステーションが搭載されており、各々独立して操作ができます。最大4 サンプルを分析しながら、同時に次の4 サンプルの前処理ができるのが、Novaの効率的な使い方です。
NOVAモードでスピードアップ
NOVAモードで分析時間を大幅に短縮します。この特許取得済みの機能は、セルの空間体積を測定する代わりに、保存されたサンプルセルの空間体積を使用することで、分析開始時の所要時間を短縮します。さらに、NOVAモードではヘリウムを使用しない操作が可能です。
導入アルゴリズムで分析を最適化
Nova独自のインテリジェントな導入アルゴリズムであるDoseWizardとVectorDoseを活用して、測定時間を短縮できます。

速度

クラス最高の精度
セル内の全表面積が2 m2と小さくても、2%以内の再現性を実現します。
TruZone – 冷媒液面のアクティブ制
御独自のTruZoneアクティブ冷媒量制
御システムで、分析の感度を高めます。この独自の機能により、サンプルが入っているセルの部分のみが常に液体窒素に浸漬されるよう維持されます。「コールドゾーン」を小さくすることで、サンプルセルの空間体積に吸着していないガス分子を最小限に抑え、吸着しているガス分子をより簡単に検出することができます。
卓越した圧力測定精度
Novaは、高精度のセンサと最先端の電子系および真空システムを組み合わせることで、0.1%(フルスケールに対して)以内の優れた圧力測定精度を実現しています。
専用のP0セルとセンサ
各Nova装置には専用のP0 セルとセンサが内蔵されているため、P0測定用に分析ステーションを確保する必要はありません。この装置は、測定中の飽和蒸気圧を常に監視することで、より正確な相対圧力を読み取ることができ、正確で再現性のある等温線を作成することができます。

今日の測定と明日の測定準備の両立

順応性

Nova 600 BET

Nova 800 BET

Nova 600

Nova 800



表面積 (BET、NSA、STSA、Langmuir)

表面積 (BET、NSA、STSA、Langmuir)

表面積 (BET、NSA、STSA、Langmuir)
細孔径 (BJH、DFT)
細孔容積

表面積 (BET、NSA、STSA、Langmuir)
細孔径 (BJH、DFT)
細孔容積

分析ステーション2424

脱気ステーション4444- ハードウェアは迅速な分析に合わせて最適化- ソフトウェアは細孔径データの収集・解析オプションをなくしてさらに簡素化- Nova 600と同じ分析機能- 最高のサンプル処理能力- 従来式のロングセルと2Lの大型デュワー瓶で、詳細な細孔径分析を実現- 柔軟なソフトウェアと高度なデータ解析モデル
で、基本的な分析と包括的な分析に対応- 中程度のサンプル処理能力- Nova 600と同じ分析機能- 最高のサンプル処理能力

結果

設計の特長

今、そして未来の分析ニーズを満たすために品質管理や研究、産業界や学術界での用途、迅速なBET測定や包括的な等温線測定など、お客様のニーズに合ったNovaモデルをご用意しており、明日への準備も整っています。

ヘリウムの削減
特許取得済みのNOVAモード(サンプルセルの空間体積を事前検量して測定するアントンパール独自の手法)により、希少で再生不可能な資源であるヘリウムを使用する必要がなくなりました。

Novaはあなたと共に進化するニーズの変化に応じて、Novaの材料特性評価機能をアップグレードすることができます。アントンパールのグローバルなサポートネットワー
クにより、BETのみの分析から、細孔径や細孔容積のより詳細な分析まで、簡単に行うことができます。

炭素系材料のミクロ孔・メソ孔細孔径分布
循環式デュワーキットは、循環恒温槽と組み合わせることで、分析温度の範囲を-20 °C～150 °Cに広げることができます。このキットでは、0 °CでのCO2吸着試験が可能で、専用のミクロ孔分析装置に比べて数分の一のコストで、炭素系材料のミクロ孔の完全な特性評価を行うことができます。

高いスループットに備えて最大4つの分析ステーションと4つの統合型脱気ステーシ
ョンにより、負極材料でも正極材料でもサンプルのスループットが向上します。

Kaomi for Nova
シームレスなソフトウェア
オールインワンパッケージ

Kaomi for Novaは、装置の制御とデータ処理機能を兼ね備えたパワフルで多面的なソフトウェアで、品質管理と研究開発の両方に適しています。直感的に操作できるこのソフトウェアは、タッチスクリーンインターフェースと連動しており、分析の設定や実行、実験データの処理、報告、保存を簡単に行うことができます。
ユーザー管理、監査証跡、カスタマイズ可能なレポート、データの整合性を強化するための電子署名機能を備えた21 CFR Part 11対応バージョンもご利用いただけます。

標準化されたメソッドとレポート
ASTM、ISO、DIN、USPの各規格に加え、対象となる特性に特化したメソッドを含む20以上の規格が搭載されています。
複数のガス導入メソッド
従来の目標圧力メソッドでは、ユーザーが決定する条件に基づいてデータポイントが収集されます。
Ÿ VectorDoseでは、導入量を制御することで、細孔充填領域の分解能を確保することができます(従来の目標圧力メソッドと組み合わせて使用することができます)。
Ÿ DoseWizardは、類似したサンプルを繰り返し分析する場合に、卓越した分析スピードを実現します。

包括的な細孔分析
二酸化炭素と窒素の細孔径データを統合して、炭素系サンプルの完全な細孔径分布を得ることができます。
BJH、DH、MP、DAなどの古典的な手法。NLDFTやQSDFTなど、密度汎関数理論に基づいたシミュレーション手法。
Micropore BET Assistant
IUPACの推奨事項に基づいて、ミクロ孔サンプルの適切な相対圧力点をすばやく簡単に特定して適用することができます。

この多彩なソフトウェアには以下の機能が搭載されています。
最大4台のNova装置に接続して制御



材料やプロセスに合わせてカスタマイズされた脱気/分析プロファイルの作成、保存、利用接続された装置の状態をチェックし、分析の進捗状況をリアルタイムで確認プログラム情報の表示言語を6つの言語から選択

表形式、グラフ形式、またはその両方のデータを使ってレポートを設定し、印刷、.pdfとして保存、または.csvや.xlsxなどの一般的なファイル形式でエクスポート

Quantachromeガス吸着装置のレガシーデータファイルをインポート

製薬向け適格性評価パッケージ (PQP) では、3倍のスピードで装置の適格性評価を受けることができます。



当社の包括的な製薬適格性評価パッケージ (PQP) を利用して、FDAの21 CFR Part 11ガイドラインに準拠します。

業界を超えた
汎用性
1 カーボン
カーボンブラックから活性炭、黒鉛まで、さまざまな種類の炭素が、電池、触媒、吸着剤、ゴム、顔料などに使用されています。炭素は、幅広い大きさの表面積や細孔を持つため、多種多様な用途で挙動や適合性が変化し、最適な性能を確保するには測定が必要となります。
医薬品
2 原薬(API)から賦形剤まで、あらゆる種類の医薬品粉末の表面積と細孔径を分析することは、品質と規制上の目的、そして新しい固形剤の開発に不可欠です。Kaomi for Nova 21 CFR Part 11
ソフトウェアでデータの整合性を向上。
鉱物
3 粘土の製造に使われるような採掘鉱物の加工には、複数の工程が必要で、各工程が鉱物の物理的特性に影響を与えます。表面積と細孔径を測定することで、製品の一貫性を迅速に確認することができます。
触媒
4 表面積や細孔径は、触媒の品質や反応効率に影響を与えます。さまざまな形態(粉体、凝集体、小さな塊)の原材料(担体または活性物質)および最終製品(不均質または均質な触媒)について、これらの特性を評価します。

125 電池研究者や生産者は、黒鉛などの負極材、リチウムなどの正極材、その他の金属酸化物やセパレータ膜の表面積を調べることで、原料の品質のパフォーマンスをモデル化し、改善し、制御することができます。
金属粉体
6 積層造形、電池、触媒などに使用される金属粉体の研究者や生産者は、さまざまな用途での粉体の挙動を予測・検証するために、表面積分析を頼りにしています。

37 金属酸化物
アルミナ、チタニア、シリカ、ジルコニアなどの工業用化学品は、用途に応じて化学品の性能に大きな影響を与えるため、表面積や細孔径などの物理的特性に基づいて分類されています。

458 セラミックス
原料と最終的なセラミックス材料の両方の表面積と細孔の特性を測定することで、製品の強度、質感、外観が向上します。
687Nova 600 BET

Nova 800 BET

Nova 600

Nova 800

Nova 600 BET

Nova 800 BET

Nova 600

Nova 800















分析機能の仕様

追加仕様

測定原理

定容法

分析ガス
分析ステーション

N2のみ

N2、Ar、CO2、その他の非腐食性ガス

24

独立したP0 ステーション
相対圧力範囲 (P/P0)

24あり
10 -4～0.5

10 -4～0.999

圧力測定精度

0.1% (フルスケールに対して)*

圧力分解能

絶対: 1.2 x 10 -4 Torr
相対: 1.5 x 10 -7 P/P0

比表面積の下限

0.01 m²/g

絶対表面積の下限

0.5 m²

表面積の再現性

2%
該当せず

0.35～500 nm (直径)CO2使用時0.35～1.1 nm
N2使用時1.1～500 nm

最小細孔容積

該当せず

1.2 x 10 -8 cm³あり

PowderProtect

あり

DoseWizard

あり

Vectordose

あり

分析デュワー瓶

サンプルの前処理

容量: 1 L
時間: 最大7時間

重量

統合型脱気ステーション：4基
温度制御: 2つの昇温ゾーン、周囲温度～425 °C
利用可能なメソッド: フローおよびバキューム、プログラム可能なマルチステップの昇温プロファイル

44 cm x 63 cm x 84 cm
63 kg

動作環境

温度: 15～35 °C
湿度: 相対湿度 20～80%、結露なきこと

接続部

ステンレス鋼、Vitonエラストマー

ガス

ポート: 5 (分析用3、ヘリウム用1、脱気/再充填用1)
純度: 99.999% (He、N2)、入力圧: 8～10 PSIG

真空接続

ロータリーポンプ排気口、KF 16

真空要件

到達真空度 2.3 x 10 -3 Torr

電力

PCとの接続イーサネット装置制御: 最大4台
6言語: 中国語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、スペイン語

Kaomi for Novaソフトウェア
Kaomi for Nova 21 CFR Part 11ソフトウェア

機能: ユーザー管理、監査証跡、カスタマイズ可能なレポート、電子署名により製薬業界向けのデータ整合性を強化

製薬向けの適格性評価パッケージ

あり

測定条件が入った分析プロファイル

20以上 (ASTM、USP、DIN、ISO)

RoHS 3準拠

あり

CE認証あり商標

米国におけるNOVA (登録番号: 2131651)

容量: 2 L
時間: 最大40 時間

物理仕様

寸法 (奥行 x 幅 x 高さ)

10インチタッチスクリーン*圧力測定システム全体の精度、直線性、ヒステリシスを含む
本書に記載されているすべての性能仕様は、BAM P115またはBAM P102の認証標準物質を使用して検証されています。

細孔径範囲

TruZoneディスプレイ

供給: AC 100~240 V、50 / 60 Hz
消費: 345 VA (最大)

信頼性
法令遵守
適格性評価

詳しくはこちらwww.anton-paar.com/
service

十分なトレーニングを受けた認定技術者が、お客様の装置を安定稼動させるお手伝いをいたします。

24

最大限の稼働時間

保証プログラム

迅速な応答時間

グローバルサービスネットワーク© 2024 ㈱アントンパール・ジャパン | All rights reserved.
仕様は予告なく変更されることがあります｡

I04IP002JA-C

株式会社アントンパール・ジャパン〒131-0034 東京都墨田区堤通1-19-9
リバーサイド隅田1階
Tel: 03-4563-2500 | Fax: 03-4563-2501〒562-0035 大阪府箕面市船場東3-4-17
箕面千里ビル8階
Tel: 050-4560-2100 | Fax: 050-4560-2101
info.jp@anton-paar.com

www.anton-paar.com