マイクロコンピュータ搭載
温度指示調節計
ＧＣＭ-２００
取扱説明書

はじめに
このたびは，マイクロコンピュータ搭載デジタル指示調節計 [GCM-200 シリーズ](以下，本器)をお買い上げ頂きまして，まことにありがとうございました。
本書は，本器の設置方法，機能，操作方法および取扱いについて説明したものです。
本書をよくお読み頂き，充分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。
また，誤った取扱いなどによる事故防止の為，本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に，確実に届けられるようお取り計らいください。

ご注意
・本器は，記載された仕様範囲内で使用してください。
仕様範囲外で使用した場合，火災または本器の故障の原因になります。
・本書に記載されている警告事項，注意事項を必ず守ってください。
これらの警告事項，注意事項を守らなかった場合，重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
・本書の記載内容は，将来予告なしに変更することがあります。
・本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら，お手数ですが裏表紙記載の弊社営業所または出張所までご連絡ください。
・本器は，パネル面に取り付けて使用することを前提に製作しています。
使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
・本書の記載内容の一部または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。
・本器を運用した結果の影響による損害，弊社において予測不可能な本器の欠陥による損害,
その他すべての間接的損害について，いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)
安全上のご注意では，安全注意事項のランクを“警告，注意”として区分しています。
なお， 注 意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので，記載している事柄は必ず守ってください。

警 告

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。

注 意

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合，および機器損傷の発生が想定される場合。

警 告・感電および火災防止の為，弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
・感電，火災事故および機器故障防止の為，部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。

安全に関するご注意
・正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。
・本器は，産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。
代理店または弊社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。)
・本器の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。
また，定期的なメンテナンスを弊社に依頼 (有償)してください。
・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
本書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
輸出貿易管理令に関するご注意
大量破壊兵器 (軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。
- 2 -1. 取付け上の注意
注 意[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリ ，汚染度2[本器の使用は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が0～50 で急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿度が35～85％RHで，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
・制御盤内に設置する場合，制御盤の周囲温度ではなく，本器の周囲温度が50 を超えないようにしてください。本器の電子部品 (特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。
※本器のケース材質は，難燃性樹脂を使用していますが，燃えやすいもののそばには設置しないでください。
また，燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。

2. 配線上の注意
注 意・配線作業を行う場合，電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。
火災，故障，誤動作の原因となります。
・本器の端子に配線作業を行う場合，M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用
してください。
・本器の端子台は，左側から配線する構造になっています。
リード線は，必ず左側方向から本器の端子へ挿入し，端子ねじで締付けてください。
・端子ねじを締め付ける場合，適正締め付けトルク以内で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじの破損およびケースの変形が生じる
恐れがあります。
・入力端子に接続されるセンサに，商用電源が接触または印加されないようにしてください。
・本器は電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず上記の装置類を，本器の近くに別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧250V AC，定格電流: 2Aのタイムラグヒューズ)
・電源が24V AC/DCでDCの場合，極性を間違わないようにしてください。

3. 運転，保守時の注意
注 意・PIDオートチューニングの実行は，試運転時に行うことをおすすめします。
・感電防止および機器故障防止の為，通電中には端子に触れないでください。
・端子の増締めおよび清掃等の作業を行う時は，本器の電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
・本器の汚れは，柔らかい布類で乾拭きしてください。
(シンナ類を使用した場合，本器の変形，変色の恐れがあります)
・表示部は傷つきやすいので，硬い物で擦ったり，叩いたり等はしないでください。
- 3 -

目

次

GCM-200頁

１．形

名

1.1 形名説明···················································
1.2 定格目盛···················································
1.3 形名銘板の表示方法·········································

６
７
７

２．各部の名称とはたらき·····························

８

３．操

作

3.1 操作フローチャート········································· １０
3.2 PV/SV表示モード············································ １２
3.3 主設定モード··············································· １２
3.4 副設定モード
オートチューニング実行／解除，オートリセット実行 ··········· １３
比例帯設定················································· １３
冷却比例帯設定············································· １４
積分時間設定··············································· １４
微分時間設定··············································· １４
比例周期設定··············································· １４
冷却比例周期設定··········································· １４
温度警報1(A1)設定·········································· １５
温度警報2(A2)設定·········································· １５
ヒータ断線警報設定········································· １５
3.5 補助機能設定モード
設定値ロック選択··········································· １６
主設定値上限設定··········································· １６
主設定値下限設定··········································· １６センサ補正設定············································· １６
出力上限設定··············································· １７
出力下限設定··············································· １７
出力ON/OFF動作すきま設定··································· １７冷却動作モード選択········································· １７
冷却出力上限設定··········································· １７
冷却出力下限設定··········································· １８
冷却出力ON/OFF動作すきま設定······························· １８
オーバラップバンド／デッドバンド設定 ······················· １８
センサ選択················································· １８
温度警報1(A1)動作選択······································ １９
温度警報2(A2)動作選択······································ １９
温度警報1(A1)動作すきま設定································ １９
- 4 -

目

次

GCM-200頁

温度警報2(A2)動作すきま設定································ １９
正／逆動作選択············································· １９3.6 制御出力オフ機能··········································· ２０４．運転··············································· ２０５．その他の機能········································· ２１
６．動作説明6.1 標準動作図················································· ２２
6.2 ヒータ断線警報動作図······································· ２３
6.3 ON/OFF動作図··············································· ２３
6.4 加熱／冷却動作図[オプション：Ｄ□] ························· ２４
6.5 温度警報1(A1)，2(A2)動作図································· ２７７．制御動作の説明
7.1 ＰＩＤの説明··············································· ２９7.2 本器のＰＩＤオートチューニング····························· ２９7.3 オートリセット(オフセットの修正) ··························· ３１８．制御盤への取付け
8.1 場所の選定················································· ３２
8.2 外形寸法図················································· ３２
8.3 パネルカット··············································· ３２
8.6 ＣＴ(カレントトランス)外形寸法図 ··························· ３３
8.7 取付け····················································· ３３９．配線

9.1 端子配列··················································· ３４9.2 配線例····················································· ３５１０．仕

様10.1 標準仕様··················································· ３７
10.2 オプション仕様············································· ３８
１１．故障かな？と思ったら····························· ４０１２．キャラクタ一覧表··································· ４２

- 5 -

形
１．形

名

GCM-200

名

1.1 形名説明
太線の所には，シリーズ名，制御出力(OUT1)，入力，オプション等の記号が入ります。
例）

ＧＣＭ-２３Ａ-Ｒ／Ｅ，Ａ２
温度警報2(A2)出力
熱電対入力
リレー接点出力
72×72×100mm

標準仕様
ＧＣＭ－２３□－□／□
０
温度警報1(A1)Ａ
制御出力(OUT1)

入

Ｒ
Ｓ
Ａ
Ｅ
Ｒ

力

シリーズ形名：GCM-200
温度警報動作なし
温度警報動作はキー操作で選択 *1
リレー接点
無接点電圧(SSR駆動用)
直流電流
熱 電 対 K,J,E
測温抵抗体 Pt100,JPt100*1：温度警報動作(8種類)と温度警報動作なしを，キー操作で選択できます。
オプション仕様
記号
Ａ２
Ｗ
ＤＲ
ＤＳ
ＤＡ
ＭＲ
ＢＫ
ＩＰ
ＴＣ

名
温度警報2(A2)
ヒータ断線警報(センサ断線警報含む)
リレー接点出力
制御出力(OUT2)無接点電圧出力(加熱冷却制御出力)
直流電流出力マルチレンジ
外観色 黒
防塵防滴(IP54) ケース部分は除く
端子カバー

- 6 -

称

形

名

GCM-200

注 意・[オプション：A2]だけを付加する場合，端子⑰－⑱を使用してください。
・[オプション：A2]と[オプション：W]を付加する場合，[オプション：A2]は端子⑰－⑱，[オプション：W]は端子⑧－⑨を使用してください。
・[オプション：DR,DS,DA]と[オプション：A2]を付加する場合，[オプション：DR,
DS,DA]は端子⑰－⑱，[オプション：A2]は端子⑧－⑨を使用してください。
・直流電流出力形の場合，[オプション：W]を付加することはできません。
1.2 定格目盛
入力の種類
K

J
E
Pt100

JPt100

定格目盛
0～400 ℃
0～999 ℃
0～999
0～400 ℃
0～999 ℃
0～999
0～600 ℃
0～999
－199～400 ℃－19.9～99.9 ℃
0～999－199～400 ℃－19.9～99.9 ℃
0～999

分解能
1℃
1
1℃
1
1℃
1
1℃
0.1℃
1
1℃
0.1℃
1

1.3 形名銘板の表示方法
形名銘板は，ケースと内器に貼っています。

形名銘板
①
②
③

(例)
ＧＣＭ-２３０-Ｒ／Ｅ リレー接点出力／熱電対入力
温度警報2(A2)出力
Ａ２
ヒータ断線警報出力(20A)
Ｗ(20A)
Ｎｏ．

①：形名，②：オプション名，③：計器番号(内器のみに表示)- 7 -各部の名称とはたらき

GCM-200

２．各部の名称とはたらき

④

①

⑤
⑥

③

⑦

②

⑨

⑧

⑪

⑩

⑫

(図2－1)①：PV表示器
実温度を赤色表示器に表示します。
②：SV表示器
設定値を緑色表示器に表示します。
③：オートチューニング(AT)動作表示灯，またはオートリセット動作表示灯
オートチューニング(AT)実行中，またはオートリセット実行中，PV表示器の最下位桁の小数点が点滅します。
④：制御出力(OUT1)，または加熱出力動作表示灯
制御出力(OUT1)，または加熱出力がONの時，緑色表示灯が点灯します。
⑤：冷却出力(OUT2)動作表示灯
冷却出力(OUT2)がONの時，黄色表示灯が点灯します。
⑥：ヒータ断線警報出力(HB)動作表示灯(センサ断線警報を含む)
ヒータ断線警報出力(HB)，またはセンサ断線警報出力がONの時，赤色表示灯が点灯します。
⑦：温度警報1(A1)出力動作表示灯
温度警報1(A1)出力がONの時，赤色表示灯が点灯します。

- 8 -各部の名称とはたらき

GCM-200⑧：温度警報2(A2)出力動作表示灯
温度警報2(A2)出力がONの時，赤色表示灯が点灯します。
⑨：

キー

設定値の選択，または設定値の数値を増加させます。
⑩：

キー

設定値の選択，または設定値の数値を減少させます。
⑪：

キー
設定モードの切替え，設定値，選択値の登録を行います。

(設定値，選択値の登録は，キーを押すことにより登録します)キー⑫：

出力のON/OFFを行います。
どのモードからでも約1秒間キーを押すと，制御出力オフ機能がはたらきます。

制御出力オフ機能がはたらくと，計器電源を切って再投入しても制御出力オフ機能は解除されません。
解除するには，もう一度キーを約1秒間押してください。

- 9 -

操
３．操

作

作

3.1 操作フローチャート
計器電源ON

ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟ状態(約2秒間)

PV／SV表示モード(約1秒間)

制御出力オフ機能[][主設定モード]
主設定[ ]微分時間設定[ ]比例周期設定[ ]＋[副設定モード]
オートチューニング実行／解除，または／]
オートリセット実行[

冷却比例周期設定
[
]

比例帯設定
[ ]

温度警報1(A1)設定[]

冷却比例帯設定][

温度警報2(A2)設定][

積分時間設定[ ]ヒータ断線警報設定][- 10 -

GCM-200

操

作・は，オプション指定の場合を示します。

・

＋

：

・

＋

(約3秒)：

・(約1秒)：

キーを押しながらGCM-200

キーを押します。

キーを押しながらキーを約3秒間押します。

キーを約1秒間押します。

・オートチューニング(オートリセット)を指定してキーを押すと，PV/SV表示モードに戻ります。
冷却出力上限設定
]
[
＋
(約3秒)
[補助機能設定モード]
設定値ロック選択][
主設定値上限設定][
主設定値下限設定[]
センサ補正設定[]
出力上限設定][出力下限設定][出力ON/OFF動作すきま設定][
冷却動作モード選択][

冷却出力下限設定[]
冷却出力ON/OFF動作すきま設定][
ｵｰﾊﾞﾗｯﾌﾟﾊﾞﾝﾄﾞ/ﾃﾞｯﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ設定
[
]
センサ選択
[
]
温度警報1(A1)動作選択][
温度警報2(A2)動作選択][
温度警報1(A1)動作すきま設定][
温度警報2(A2)動作すきま設定][
正／逆動作選択][- 11 -

操

作(PV／SV 表示モード)

GCM-200

3.2 PV/SV表示モード
電源投入後約2秒間，PV表示器にセンサ入力および温度単位のキャラクタを表示し，SV表示器に定格目盛の最大値(表3.2－1)を表示します。ただし，主設定値上限設定
で他の値を設定している場合，SV表示器に設定した値を表示します。
この間すべての出力，LED表示灯はOFF状態です。
その後，PV表示器に実温度，SV表示器に主設定値を表示して制御を始めます。
制御出力オフ機能がはたらいている状態では，PV表示器にを表示します。
制御出力オフ機能を解除するには，キーを約1秒間押してください。
計器電源ON(表 3.2－1)
入 力

ｳｵｰﾑｱｯﾌﾟ状態(約2秒間)

℃
PV表示器

SV表示器

PV表示器

K

J
E
Pt100

PV/SV表示モード

JPt1003.3 主設定モード
キーを押すと，主設定モードになります。
，
キーで設定値(数値)を増減します。
キーを押すと設定値が登録され，PV/SV表示モードに戻ります。
PV/SV表示モード
キャラクタ

主設定
・主制御の設定値を設定します。
・設定範囲：設定値下限設定値～設定値上限設定値
・工場出荷時：0℃( )または0.0℃

PV/SV表示モード- 12 -

SV表示器

操

作(副設定モード)

GCM-200

3.4 副設定モード
キーを押しながらキーを押すと，副設定モードになります。
，
キーで設定値(数値)を増減します。
キーを押すと設定値が登録され，設定項目が切替わります。
PV/SV 表示モード＋
キャラクタ

オートチューニング実行／解除，またはオートリセット実行
・オートチューニング実行／解除，またはオートリセット(オフセットの修正)の実行を指定します。
・PID動作時のみ，オートチューニングの実行ができます。
(PI，PD，P，ON/OFF動作の場合，この設定項目は表示しません)
・PD動作時のみ，オートリセットの実行ができます。
(PID，PI，P，ON/OFF動作の場合，この設定項目は表示しません)
・工場出荷時：オートチューニング／オートリセット解除[オートチューニングについて]・オートチューニング実行を指定し，キーを押すと，AT動作表示灯が点滅し，PV/SV表示モードに戻ります。
・オートチューニングが終了すると，AT動作表示灯が消灯し，P,I,Dの値を自動的に設定します。
・オートチューニング実行中は，全ての設定ができません。
・オートチューニング実行中に解除すると，P,I,Dの値はオートチューニング実行前の値になります。
キーを押すと，制御出力OFF機能がは・オートチューニング中にたらき，PIDオートチューニングは解除されます。
[オートリセットについて]キーを押すと，AT動作表示灯が・オートリセット実行を指定し，点滅し，PV/SV表示モードに戻ります。
・オートリセットを実行すると，修正値を自動的に設定し，オフセッ
トの修正を始めます。
・キー操作による誤操作防止の為，オートリセット実行後，約4分間は他の設定はできません。
・オートリセットが終了すると，AT動作表示灯が消灯します。

キャラクタ

比例帯設定
・制御出力(OUT1)の比例帯を設定します。
設定値を0，または0.0に設定すると，ON/OFF動作になります。
・設定範囲：0～999℃( )，または0.0～99.9℃
・工場出荷時：10℃(20 )，または10.0℃- 13 -操

作(副設定モード)

GCM-200

キャラクタ

冷却比例帯設定
・冷却側の比例帯を設定します。
設定値を0.0に設定すると，冷却側がON/OFF動作になります。
・[オプション：DR,DS,DA]を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：0.0～10.0倍(主比例帯に対しての倍率)
・工場出荷時：1.0倍

キャラクタ

積分時間設定・積分時間を設定します。
設定値を0にすると，積分動作ははたらきません。
(PD動作になります)・設定範囲：0～999秒
・工場出荷時：200秒

キャラクタ

微分時間設定・微分時間を設定します。
設定値を0にすると，微分動作ははたらきません。
(PI動作になります)・設定範囲：0～300秒
・工場出荷時：50秒

キャラクタ

比例周期設定・制御出力(OUT1)の比例周期を設定します。
ON/OFF動作，または直流電流出力形の場合，この設定項目は表示しません。
・リレー接点出力形の場合，比例周期の時間を短く設定すると，リレーの動作回数が多くなり，リレー接点の寿命が短くなります。
・設定範囲：1～120秒
・工場出荷時：リレー接点出力形 30秒
無接点電圧出力形 3秒

キャラクタ

冷却比例周期設定
・冷却側の比例周期を設定します。
冷却出力がON/OFF動作，または直流電流出力形の場合，この設定項目は表示しません。
・[オプション：DR,DS,DA]を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：1～120秒
・工場出荷時：リレー接点出力形 30秒
無接点電圧出力形 3秒- 14 -操

作(副設定モード)

GCM-200

キャラクタ

温度警報1(A1)設定・温度警報1(A1)出力の動作点を設定します。
0，または0.0に設定すると，警報動作ははたらきません。
(絶対値警報動作は除く)
・230形の場合，この設定項目は表示しません。
また，23A形の場合でも，[温度警報1(A1)動作選択]で，動作なしを選択した場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：(表3.4－1)参照
・工場出荷時：0℃( )，または0.0℃

キャラクタ

温度警報2(A2)設定・温度警報2(A2)出力の動作点を設定します。
0，または0.0に設定すると，警報動作ははたらきません。
(絶対値警報動作は除く)
・23A形の場合でも，[温度警報2(A2)動作選択]で，動作なしを選択した場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲，工場出荷時の値は，温度警報1(A1)設定と同じです。

キャラクタ

ヒータ断線警報設定
・ヒータ断線警報のヒータ電流値を設定します。
・[オプション：W]を付加していない場合，この設定項目は表示しま
せん。
・設定値を0に設定すると，ヒータ断線警報機能は動作しません。
・電源電圧の変動を考慮して，ヒータ電流値(設定値)の80％あたりで設定することをおすすめします。
・警報出力は自己保持しません。
・設定範囲：W(20A)の時，0～20A W(50A)の時，0～50A
・工場出荷時：0A

PV/SV表示モード[温度警報1(A1)，2(A2)の設定範囲](表3.4－1)
警報動作の種類
設定範囲
上限－199～入力ﾚﾝｼﾞ最大値℃( )下限－199～入力ﾚﾝｼﾞ最大値℃( )上下限±(0～入力ﾚﾝｼﾞ最大値)℃( )上下限範囲±(0～入力ﾚﾝｼﾞ最大値)℃( )絶対値上限
入力ﾚﾝｼﾞ最小値～入力ﾚﾝｼﾞ最大値℃( )待機付上限－199～入力ﾚﾝｼﾞ最大値℃( )待機付下限－199～入力ﾚﾝｼﾞ最大値℃( )待機付上下限±(0～入力ﾚﾝｼﾞ最大値)℃( )- 15 -

設定範囲(小数点付)－19.9～99.9℃－19.9～99.9℃±(0.0～99.9)℃±(0.0～99.9)℃－19.9～99.9℃－19.9～99.9℃－19.9～99.9℃±(0.0～99.9)℃

操作(補助機能設定モード)

GCM-200

3.5 補助機能設定モード
キーを押しながらキーを押すと，補助機能設定モードになります。
，
キーで設定値(数値)を増減します。
キーを押すと設定値が登録され，設定項目が切替わります。
PV/SV表示モード＋(約3秒間)

キャラクタ

設定値ロック選択
・設定値をロックし誤設定を防止する機能で，選択状態によりロックされる設定項目が異なります。ただし，ロック1，2を選択していても，補助機能設定モードはロックされません。
・ロック1，2を選択している場合，PIDオートチューニング，オート
リセットは実行できません。
・設定値ロック選択を行う場合，ロック解除の状態で必要な設定項目の設定をしてから，設定値ロック選択を行ってください。
・選択項目：(ロック解除)全設定値の変更ができます。
(ロック1)主設定，副設定モードの全項目の設定ができません。
(ロック2) 副設定モードの全項目の設定ができません。
・工場出荷時：ロック解除状態

キャラクタ

主設定値上限設定・主設定値の上限を設定します。
・設定範囲：主設定値下限設定値～定格目盛の最大値
・工場出荷時：定格目盛の最大値

キャラクタ

主設定値下限設定・主設定値の下限を設定します。
・設定範囲：定格目盛の最小値～主設定値上限設定値
・工場出荷時：定格目盛の最小値

キャラクタ

センサ補正設定
・センサの補正値を設定します。
・設定範囲：－199～200℃( )，または－19.9～20.0℃
・工場出荷時：0℃( )，または0.0℃

・センサ補正機能について制御を希望する箇所にセンサを設置できない場合，センサの測定温度が制御
希望箇所の温度と異なることがあります。また，複数の調節計を用いて制御する場合において，センサの精度あるいは負荷容量のバラツキ等で，同一設定値でも測定温度(PV値)が一致しないことがあります。このような時にセン
サの入力値を補正して，制御を希望する温度に合わせることができます。
- 16 -操

作(補助機能設定モード)

GCM-200

キャラクタ

出力上限設定・制御出力(OUT1)の上限値を設定します。
ON/OFF動作の場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：出力下限値～105％(100％を超える設定は，直流電流出力形の時に有効)・工場出荷時：100％

キャラクタ

出力下限設定・制御出力(OUT1)の下限値を設定します。
ON/OFF動作の場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：－5～出力上限値(0％未満の設定は，直流電流出力形の時に有効)・工場出荷時：0％

キャラクタ

出力ON/OFF動作すきま設定
・制御出力(OUT1)のON/OFF動作すきまを設定します。
ON/OFF動作時のみ表示します。
・設定範囲：0.1～99.9℃( )・工場出荷時：1.0℃( )キャラクタ

冷却動作モード選択
・冷却動作を，空冷，油冷，水冷のいずれかを選択します。
冷却出力がON/OFF動作の時，または[オプション：DR,DS,DA]を付加していない場合，この選択項目は表示しません。
空冷(リニア特性)
・選択項目：
油冷(1.5乗特性)
水冷(2乗特性)・工場出荷時：空冷

キャラクタ

冷却出力上限設定
・冷却出力側の上限値を設定します。
・冷却出力がON/OFF動作の時，または[オプション：DR,DS,DA]を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：冷却出力下限値～105％(100％を超える設定は，直流電流出力形の時に有効)・工場出荷時：100％- 17 -操

作(補助機能設定モード)

GCM-200

キャラクタ

冷却出力下限設定
・冷却出力側の下限値を設定します。
・冷却出力がON/OFF動作の時，または[オプション：DR,DS,DA]を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：－5％～冷却出力上限値(0％未満の設定は，直流電流出力形の時に有効)・工場出荷時：0％

キャラクタ

冷却出力ON/OFF動作すきま設定
・冷却出力側のON/OFF動作すきまを設定します。
・[オプション：DR,DS,DA]を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：0.1～99.9℃( )・工場出荷時：1.0℃( )キャラクタ

オーバラップバンド／デッドバンド設定
・加熱出力側と冷却出力側のオーバラップバンド／デッドバンド値を設定します。
＋設定値でデッドバンド，－設定値でオーバラップバンドです。
・冷却出力がON/OFF動作の時，または[オプション：DR,DS,DA]を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：加熱側比例帯の±100％
・工場出荷時：0％

キャラクタ

センサ選択
・熱電対入力(6種類)，測温抵抗体入力(6種類)の中から入力，温度単位を選択することができます。
・[オプション：MR]を付加していない場合，この設定項目は表示しま
せん。
・選択項目：
( K
℃)
( J
℃)
( E
℃)
( Pt100 ℃)(JPt100 ℃)( Pt100 ℃)(JPt100 ℃)
( K
)
( J
)
( E
)
( Pt100)(JPt100)
・工場出荷時：注文時の指定レンジ- 18 -操

作(補助機能設定モード)

GCM-200

キャラクタ

温度警報1(A1)動作選択
・温度警報1(A1)の動作を選択します。
・230形の場合，この設定項目は表示しません。
・選択項目：警報動作なし()
上限警報動作( )下限警報動作( ))上下限警報動作()
上下限範囲警報動作 (絶対値上限警報動作 ())
待機付上限警報動作 ()
待機付下限警報動作 (待機付上下限警報動作()
・工場出荷時：警報動作なし

キャラクタ

温度警報2(A2)動作選択
・温度警報2(A2)の動作を選択します。
・[オプション：A2]を付加していない場合，この設定項目は表示しま
せん。
・選択項目，工場出荷時の値は，温度警報1(A1)動作選択と同じです。

キャラクタ

温度警報1(A1)動作すきま設定
・温度警報1(A1)の動作すきまを設定します。
・[温度警報1(A1)動作選択]で警報動作なしを選択した場合，この設
定項目は表示しません。
・230形の場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：0.1～99.9℃( )・工場出荷時：1.0℃( )キャラクタ

温度警報2(A2)動作すきま設定
・温度警報2(A2)の動作すきまを設定します。
・[警報2(A2)動作選択]で警報動作なしを選択，または[オプション：
A2]を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲，工場出荷時の値は，温度警報1(A1)動作すきま設定と同
じです。

キャラクタ

正／逆動作選択・逆(加熱)，または正(冷却)動作を選択します。
・選択項目：
逆(加熱)動作
正(冷却)動作・工場出荷時：逆(加熱)動作

PV/SV表示モード- 19 -操

作(制御出力オフ機能)／運転

GCM-200

3.6 制御出力オフ機能
PV/SV表示モード(約1秒間)
キャラクタ

制御出力オフ機能
・制御動作を一時停止したい時や複数台の内，使用しない計器等の計器電源を切らずに制御出力をOFFにする機能で，PV表示器に“”と表示されます。
・どのモード，設定項目からでもキーを約1秒間押すと，制御出力オフ機能がはたらきます。
・制御出力オフ機能は，計器電源を切り，計器電源を再投入しても解除されません。
キーをもう一度，約1秒間押してください。
解除するには，(約1秒間)

PV/SV表示モード
４．運
転
制御盤への取付け，配線が完了しましたら次の順序で運転を開始します。
(1)GCM-200 電源ON本器へ供給される電源をONにします。
・電源投入後約2秒間，PV表示器にセンサ入力のキャラクタと温度単位を表示し，SV表
示器に定格目盛の最大値(表4－1)を表示します。ただし，主設定値上限設定で他の値を設定している場合，SV表示器に設定した値を表示します。
この間全ての出力，LED表示灯はOFF状態になります。
その後，PV表示器に実温度，SV表示器に主設定値を表示します。
]を表示します。
・制御出力オフ機能がはたらいている状態では，PV表示器に[制御出力オフ機能を解除するには，キーを約1秒間押してください。
(表 4－1)
入 力

℃
PV表示器

SV表示器

PV表示器

K
J
E
Pt100
JPt100- 20 -

SV表示器

その他の機能

GCM-200(2) 設定値の入力[3．操 作]以降を参照して各設定値を入力してください。
(3) 負荷回路の電源をONにする
負荷回路の電源をONにします。
制御対象を主設定値に保つよう，調節動作を開始します。
５．その他の機能(1)センサ断線(バーンアウト)
オーバスケール]を点滅表示し，制御出力
熱電対，または測温抵抗体が断線した時，PV表示器に[をOFF(直流電流出力形の場合，出力下限設定値になります)にします。
また，PV値が定格目盛最大値＋1℃( )(小数点付の場合，定格目盛最大値＋0.1℃)]を点滅表示し，制御出力をOFF(直流電流出力形の以上になると，PV表示器に[場合，出力下限設定値になります)にします。
アンダスケール
熱電対入力の場合，PV値が定格目盛最小値－50℃( )以下になると，PV表示器に[]を点滅表示し，制御出力をOFF(直流電流出力形の場合，出力下限設定値になります)にします。
測温抵抗体入力の場合，PV値が定格目盛最大値－1℃( )(小数点付の場合，定格目盛
最小値－0.1℃)以下になると，PV表示器に[]を点滅表示し，制御出力をOFF(直流電流出力形の場合，出力下限設定値になります)にします。
(2)自己診断機能
ウォッチドックタイマでCPUを監視し，CPUの異常時には計器をウォームアップ状態にします。
(3)自動冷接点温度補償(熱電対入力形)
熱電対と計器との接続端子部の温度を検出し，常時基準点を0℃(32 )に置いているのと同じ状態にします。
(4)停電対策
不揮発性ICメモリで，設定データをバックアップします。

- 21 -

動作説明

GCM-200

６．動作説明6.1 標準動作図
加熱(逆)動作

冷却(正)動作

比例帯

比例帯

ON

ON

制御動作
OFF

OFF
主設定

Ｒ／□

主設定

H 5

H 5

H 5

H 5

H 5

H 5

C 6

C 6

C 6

C 6

C 6

C 6

L 7

L 7

L 7

L 7

L 7

L 7

偏差に応じて周期動作

+ 6
Ｓ／□

+ 6
12V DC- 7

偏差に応じて周期動作+ 6

12/0V DC

- 7

+ 6
0V DC

- 7

+ 6
0V DC

- 7

- 7

偏差に応じて周期動作

+ 6
Ａ／□

+ 6

20mA DC

- 7

- 7

+ 6

4mA DC

- 7

点灯

+ 6

4mA DC- 7

偏差に応じて連続的に変化
表示
緑(OUT1)

12V DC- 7

偏差に応じて周期動作+ 620～4mA DC+ 6

0/12V DC+ 6

4～20mA DC- 7

20mA DC- 7

偏差に応じて連続的に変化

消灯

部分はON(点灯)またはOFF(消灯)します。

- 22 -

消灯

点灯

動作説明

GCM-200

6.2 ヒータ断線警報動作図
ON
ヒータ断線
警報動作

OFF
ヒータ断線警報設定点

小

大

負荷電流
ヒータ断線
警報出力
表示
赤
(HB)

8

8

9

9

点灯

消灯

6.3 ＯＮ／ＯＦＦ動作図
加熱(逆)動作

冷却(正)動作

動作すきま

動作すきま

ON

ON

制御動作
OFF

OFF
主設定

主設定

Ｒ／□

H 5

H 5

H 5

H 5

C 6

C 6

C 6

C 6

L 7

L 7

L 7

L 7

+ 6
Ｓ／□

Ａ／□

+ 6
12V DC+ 6
0V DC

12V DC

- 7

- 7

- 7

- 7

+ 6

+ 6

+ 6

+ 6

20mA DC- 7
表示
緑(OUT1)

+ 6
0V DC

点灯

4mA DC- 7

4mA DC- 7

消灯

部分はON(点灯)またはOFF(消灯)します。

- 23 -

消灯

20mA DC

- 7

点灯

動作説明

GCM-200

6.4 加熱／冷却動作図[オプション：ＤＲ，ＤＳ，ＤＡ]
加熱側比例帯(冷却側比例帯)

ON

ON

制御動作

加熱動作

(冷却動作)

OFF

OFF
主設定

Ｒ／□

H 5

H 5

H 5

C 6

C 6

C 6

L 7

L 7

L 7

偏差に応じて周期動作

ＤＲ

17

17

17

18

18

18

偏差に応じて周期動作

+ 6
Ｓ／□

+ 6
12V DC- 7+ 6

12/0V DC

0V DC

- 7

- 7

偏差に応じて周期動作

+ 17

+ 17
0V DC

ＤＳ

+ 17

0/12V DC

- 18

- 18

12V DC- 18

偏差に応じて周期動作

+ 6
Ａ／□

+ 6

20mA DC- 7+ 6

20～4mA DC

4mA DC- 7- 7

偏差に応じて連続的に変化

+ 17

+ 17

4mA DC

ＤＡ+ 17

4～20mA DC

- 18

- 18

20mA DC- 18

偏差に応じて連続的に変化
表示
緑(OUT1)
表示
黄(OUT2)

点灯

消灯

消灯

点灯

部分はON(点灯)またはOFF(消灯)します。
は加熱制御動作を表しています。
は冷却制御動作を表しています。

- 24 -

動作説明

GCM-200

・デッドバンドを設定した場合
加熱側比例帯デッドバンド(冷却側比例帯)

ON
制御動作

ON
加熱動作

(冷却動作)

OFF

OFF
主設定

Ｒ／□

H 5

H 5

H 5

C 6

C 6

C 6

L 7

L 7

L 7

偏差に応じて周期動作

ＤＲ

17

17

17

18

18

18

偏差に応じて周期動作

+ 6
Ｓ／□

+ 6
12V DC- 7+ 6

12/0V DC

0V DC

- 7

- 7

偏差に応じて周期動作

+ 17

+ 17
0V DC

ＤＳ

- 18

+ 17

0/12V DC- 18

12V DC- 18

偏差に応じて周期動作

+ 6
Ａ／□

+ 6

20mA DC- 7+ 6

20～4mA DC- 7

4mA DC- 7

偏差に応じて連続的に変化+ 17
4mA DC

ＤＡ

- 18

+ 17

+ 17

4～20mA DC- 18

20mA DC- 18

偏差に応じて連続的に変化
表示
緑(OUT1)
表示
黄(OUT2)

点灯

消灯

消灯

点灯

部分はON(点灯)またはOFF(消灯)します。
は加熱制御動作を表しています。
は冷却制御動作を表しています。

- 25 -

動作説明

GCM-200

・リレー接点出力で，オーバラップバンドを設定した場合
＊1
＊2
制御動作

＊3

ON

ON

加熱動作

(冷却動作)
OFF

OFF
主設定

Ｒ／□

H 5

H 5

H 5

C 6

C 6

C 6

L 7

L 7

L 7

偏差に応じて周期動作

ＤＲ

17

17

17

18

18

18

偏差に応じて周期動作
表示
緑(OUT1)
表示
黄(OUT2)

点灯

消灯

消灯

点灯

部分はON(点灯)またはOFF(消灯)します。
は加熱制御動作を表しています。
は冷却制御動作を表しています。
*1：加熱側比例帯*2：冷却側比例帯*3：オーバラップバンド- 26 -

動作説明

GCM-200

6.5 温度警報1(A1)，2(A2)動作図
下限警報

上限警報
警報動作すきまON

警報動作すきま

ON

警報動作
OFF

OFF
－警報設定点 主設定＋警報設定点－警報設定点

＋側

＋側

－側

－側

主設定 ＋警報設定点

警報出力

上下限警報

上下限範囲警報

警報動作すきまON

警報動作すきま

ON

警報動作
OFF

OFF
警報設定点

主設定

警報設定点

警報設定点

主設定

警報設定点

警報出力
絶対値上限警報
警報動作すきま

ON

警報動作
OFF
警報設定点

警報出力

：温度警報1(A1)出力端子⑮－⑯間 ON：温度警報1(A1)出力端子⑮－⑯間 ONまたはOFF：温度警報1(A1)出力端子⑮－⑯間 OFF
温度警報2(A2)出力の場合，端子⑰－⑱間，または端子⑧－⑨間に出力します。
温度警報1(A1)，2(A2)表示灯は，それぞれの出力端子がONの時点灯，OFFの時消灯します。

- 27 -

動作説明

GCM-200

待機付下限警報

待機付上限警報
警報動作すきまON

警報動作すきま

ON

警報動作
OFF

OFF
－警報設定点 主設定＋警報設定点－警報設定点

＋側

＋側

－側

－側

主設定 ＋警報設定点

警報出力

待機付上下限警報
警報動作すきま

ON

警報動作
OFF
警報設定点

主設定

警報設定点

警報出力

：温度警報1(A1)出力端子⑮－⑯間 ON：温度警報1(A1)出力端子⑮－⑯間 ONまたはOFF：温度警報1(A1)出力端子⑮－⑯間 OFF：この部分において待機機能がはたらきます。
温度警報2(A2)出力の場合，端子⑰－⑱間，または端子⑧－⑨間に出力します。
温度警報1(A1)，2(A2)表示灯は，それぞれの出力端子がONの時点灯，OFFの時消灯します。

- 28 -

制御動作の説明

GCM-200７．制御動作の説明
7.1 P，I，Dの説明(1) 比例帯(P)
比例動作は，設定値とプロセス温度との偏差に比例して制御出力が変化する動作です。
比例帯を狭くすれば，わずかなプロセス温度の変化に対しても制御出力が変化し，オフセットが小さくなって良好な制御結果が得られます。
しかし，極端に比例帯を狭くすると，少しの外乱でもプロセス温度に変動が生じ，
ON/OFF動作のような制御となり，ハンチング現象を起こします。
(振動的な制御になります)
安定する制御結果を観察しながら比例帯を少しずつ狭くして最適値を選びます。
(2) 積分時間(I)積分動作は，オフセットを除去するために用いる動作です。
積分時間を短くすると，設定点への引き戻しは速くなりますが，振動の周期性が速くなり安定性は不利になります。
(3) 微分時間(D)
微分動作は，プロセス温度の変化を変化速度に応じて，引き戻す動作です。
オーバシュート，アンダシュートの振幅を減少させます。
微分時間を短くすると引き戻し量が少なくなり，微分時間を長くすると戻り過ぎの現象が出て，制御系が振動的になることがあります。
7.2 本器のPIDオートチューニングPIDオートチューニングを設定すると，プロセスに強制的に変動を与えてP，I，D各
値の最適値が自動設定されます。
(1) 設定値と制御温度の差が大きい立ち上がりの場合，設定値より20℃( )低い温度で変動を与えます。
温 度

設定値より，20℃( )低い温度①： PID定数計測中②： PID定数算出点③： オートチューニングで設定されたPID定数で制御

設定値

時 間

AT
①

②

③

(図7.2－1)- 29 -

AT : ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ開始点

制御動作の説明

GCM-200(2) 制御中の安定時，または制御温度が設定値の±20℃( )以内の場合，設定値で変動を
与えます。
温 度
①： PID定数計測中②： PID定数算出点③： オートチューニングで設定されたPID定数で制御

設定値

AT : ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ開始点
時 間

AT
①

②

③

(図7.2－2)(3) 制御温度が設定値より20℃( )以上高い場合，設定値より20℃( )高い温度で変動を
与えます。
温

度

設定値より，20℃()高い温度①： PID定数計測中②： PID定数算出点③： オートチューニングで設定されたPID定数で制御

設定値
AT : ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ開始点
時

AT
①

②

③

(図7.2－3)- 30 -

間

制御動作の説明

GCM-200

7.3 オートリセット(オフセットの修正)
PD動作時，比例帯内に安定したところ(PV表示が安定したところ)で，オートリセットを実行することによりオフセットを修正します。
この修正値は，内部記憶しているので，プロセスに変更がない限り次回からオートリ
セットの実行は必要ありません。
但し，比例帯(P)を0に設定すると，修正値はクリアされます。

②

設定値

温

①

度
オフセットを修正

時間①：オフセット巾②：オートリセット実行(図7.3－1)- 31 -

制御盤への取付け

GCM-200

８．制御盤への取付け
8.1 場所の選定[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリⅡ，汚染度２[本器の使用は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性ガス，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光が直接当たらず，周囲温度が0～50℃(32～122 )で，急激な温度変化のないところ。
・湿気が35～85％RHで，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や大電流の流れている電線から離れているところ。
・水や油，薬品等，またはそれらの蒸気が直接あたるおそれのないところ。

□67
82.2

8.2 外形寸法図

□72

10

100

(図8.2－1)
8.3 パネルカット

ｎ：取付台数
68 ＋0.70105

横方向密接取付

n×72-3 ＋0.5
0
□68＋0.70(図8.3－1)- 32 -

制御盤への取付け

GCM-200

8.4 ＣＴ(カレントトランス)外形寸法図
CTL-6S(5A，10A，20A用)

CTL-12-S36-10L1(50A用)

15

30
0.5

2.8

21
40

3

10.5

25

100

7.5

φ5.8

30

2-φ3.5

40

10

40
30

φ12

15

2-M3

(図8.4－1)
8.5 取付け取付け可能なパネルの板厚：1～8mm以内。
計器を制御盤前面から挿入してください。
ケース上下の穴に取付金具を引っ掛け，ねじを締付けて固定してください。
ソフトフロントカバー(FC-72-S)を用いた場合，パネルの板厚は1～7.5mm以内です。

T1
OU
T2
OU

HB

A1

AT

PV
A2

SV

OU

MO

T

OF

F

DE

M
GC

(図 8.5－1)

警

告ケースは樹脂製ですので，取付金具のねじを必要以上に締め過ぎると，取付金具やケースが変形するおそれがあります。締め付けトルクは，0.12N･mを指定してください。
- 33 -

配９．配線

GCM-200

線

警

告

配線等の作業を行う時は，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
また，計器電源を入れる前に，必ず計器の接地配線を行ってください。
9.1 端子配列
①
②

＋

接地

⑧

⑮

⑨

⑯

⑩

⑰

A1

A2 or W

100～240V AC③
or 24V AV/DC④－⑰
A2 or DR⑪

DS or DA

⑱

⑱
B ⑲

S/□
or
A/□

⑥

＋

CT
H ⑤

⑫

⑲

R/□ C ⑥ ・

⑬

－ ⑳

＋

B ⑳

－

・

・
⑦－

L ⑦

＋

A
TC

(図 9.1－1)
・Ｒ／□：リレー接点出力
・Ｓ／□：無接点電圧出力
・Ａ／□：直流電流出力・Ａ１：温度警報1(A1)・Ａ２：温度警報2(A2)・Ｗ：ヒータ断線警報
・ＤＲ，ＤＳ，ＤＡ：加熱冷却制御(リレー接点，無接点電圧，直流電流)- 34 -

RTD

配

注

線

GCM-200

意・GCM-200シリーズの端子台は，左側から配線する構造になっています。
リード線は，必ず左側方向から端子へ挿入し，端子ねじで締め付けてください。
・点線は，オプションを付加した場合を示しています。
・[オプション：A2]だけを付加する場合，端子⑰－⑱を使用してください。
・[オプション：A2]と[オプション：W]を付加する場合，[オプション：A2]は端子⑰－⑱，[オプション：W]は端子⑧－⑨を使用してください。
・[オプション：DR,DS,DA]と[オプション：A2]を付加する場合，[オプション：DR,
DS,DA]は端子⑰－⑱，[オプション：A2]は端子⑧－⑨を使用してください。
・直流電流出力形の場合，[オプション：W]を付加することはできません。
■推奨端子について
下記のような，M3のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
締付トルクは0.63N･mを指定してください。
圧着端子
メーカ
形
名
締付トルク
ニチフ端子
TMEV1.25Y-3
Ｙ形
日本圧着端子 VD1.25-B3A
0.63N･m
ニチフ端子
TMEV1.25-3
丸形
日本圧着端子 V1.25-3

3.2mm

5.8mm以下

5.8mm以下

3.2mmφ9.2 配線例

注

意・熱電対，補償導線は本器のセンサ入力に合ったものをご使用ください。
・測温抵抗体は3導線式のもので，本器のセンサ入力に合ったものをご使用ください。
・本器は外部電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず上記の装置類を，本器の近くに別途設けてください。
(推奨ヒューズ：定格電圧250V，定格電流：2A，ヒューズ種類：タイムラグヒューズ)・計器電源が24V AC/DCで，DCの場合，極性を間違わないようにしてください。
・リレー接点出力形については，内蔵リレー接点保護のため外部に負荷の容量に合ったリレーのご使用をおすすめします。
・入力線(熱電対，測温抵抗体等)と電源線，負荷線は離して配線してください。
・接地線は，太い電線(1.25～2.0mm2)を使用してください。
- 35 -

配線[ヒータ断線警報出力]・位相制御されている電流の検出には使用できません。
・ＣＴは付属のものを使用し，ヒータ回路の導線1本をＣＴの穴へ通してください。
・外部からの干渉を避けるため，ＣＴの導線と電源線，負荷線は離して配線してください。

GCM-200⑪
CT入力端子⑫
電 源
ＣＴ(図9.2－1)

ヒータ[ＧＣＭ-２３Ａ-Ｓ／Ｅ，Ｗ]
単 相

警報器

24V

CT
SSR

ヒータ
電気炉

熱電対

(図9.2－2)・電源電圧24Vは，AC/DCどちらでも使用可能ですが，DC電源の場合，極性を間違わないようにしてください。
・予期しない大きなレベルのノイズによる，計器への悪影響を防ぐ為，電磁開閉器のコイル間にスパークキラーを付けることをおすすめします。
- 36 -

仕
１０．仕
10.1 標準仕様
取付方式
設
定
表 示 器

様

GCM-200

様

制御盤埋込方式
メンブレンシートキー
PV----- 赤色LED3桁 文字寸法：14.3×8mm(高さ×巾)SV----- 緑色LED3桁 文字寸法：10×5.5mm(高さ×巾)
精度(設定・指示)最大目盛範囲の±0.3％±1デジット以内，または±2℃(4 )以内のどちらか大きい値
定格目盛
入力の種類
目
盛
分解能
0～400 ℃
1℃
K，J
0～999 ℃
10～9990～600 ℃
1℃
E
1
0～999
－199～400 ℃
1℃
Pt100，JPt100－19.9～99.9 ℃
0.1℃
1－199～999

入力サンプリング周期
0.25秒(オプション：Wを付加した場合，0.5秒)
入力
熱電対--------- K，J，E
外部抵抗：100Ω以下
測温抵抗体----- Pt100，JPt100 3導線式
許容入力導線抵抗(1線当たりの抵抗値 10Ω以下)
制御出力(OUT1)リレー接点 1a1b
制御容量 ：250V AC 3A(抵抗負荷)，
250V AC 1A(誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命：10万回
無接点電圧(SSR駆動用)
最大40mA(短絡保護回路付)
12＋２－０V DC
当社のSSR(SA-200シリーズ)なら，4台並列接続可能
直流電流
4～20mA DC 負荷抵抗：最大550Ω
温度警報1(A1) 主設定に対して±の偏差設定で(絶対値上限警報は除く)，入力がその範囲を超えると出力がON，またはOFF(上下限範囲警報)になります。
設定精度 ：指示精度と同じ
動
作 ：ON/OFF動作
動作すきま：0.1～99.9℃( )出
力 ：リレー接点 1a
制御容量 250V AC 3A(抵抗負荷)，
250V AC 1A(誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命10万回
制御動作
・PID動作(オートチューニング機能付)
比 例 帯(P)：0～999℃( ) 0のときON/OFF動作
0.0～99.9℃( ) 0.0のときON/OFF動作
積分時間(I)：0～999秒(0のとき積分動作なし)
微分時間(D)：0～300秒(0のとき微分動作なし)
比例周期 ：1～120秒(直流電流出力形はなし)- 37 -

仕様

GCM-200

・PD動作(オートリセット機能付)
比 例 帯(P)：0～999℃( ) 0のときON/OFF動作
0.0～99.9℃( ) 0.0のときON/OFF動作
微分時間(D)：0～300秒(0のとき微分動作なし)
比例周期 ：1～120秒(直流電流出力形はなし)
・ON/OFF動作
動作すきま ：0.1～99.9℃( )電源電圧100～240V AC 50/60Hz，24V AC/DC 50/60Hz
許容電圧変動範囲
100～240V ACの場合，85～264V AC
24V AC/DCの場合，20～28V AC/DC
周囲温度
0～50℃(32～122 )周囲湿度
35～85％RH(但し，結露しないこと)
消費電力
約8VA
絶縁抵抗
500V DC 10MΩ以上(主出力，または冷却出力がSSR駆動出力形，直流電流出力形の場合，
これら出力と入力間およびCT入力間は絶縁測定不可)
耐 電 圧
入力端子－接地端子間
1.5kV AC 1分間
入力端子－電源端子間
1.5kV AC 1分間
電源端子－接地端子間
1.5kV AC 1分間
出力端子－接地端子間
1.5kV AC 1分間
出力端子－電源端子間
1.5kV AC 1分間
質
量
約250g
外形寸法
72×72×100mm(W×H×D)
材
質
ケース：難燃性樹脂
外 観 色
ケース：ライトグレー
付属機能
制御出力オフ，設定値ロック，設定値リミット，センサ補正，停電対策
自己診断，バーンアウト(オーバスケール，アンダスケール)，自動冷接
点温度補償
付 属 品
取付金具 ：1組
取扱説明書：1部
ＣＴ：CTL-6S[オプション：W(20A)の時]
CTL-12-S36-10L1 [オプション：W(50A)の時]
端子カバー：1個(オプション：TCの時)
10.2 オプション仕様
温度警報2(A2)(オプション記号：Ａ２)
主設定に対して±偏差設定で(絶対値上限警報は除く)，入力がその範囲を超えると出力がONまたはOFF(上下限範囲警報)になります。
[オプション：W]と[オプション：DR,DS,DA]を付加した場合，[オプション：A2]は付加することができません。
設定精度 ：指示精度と同じ
動
作 ：ON/OFF動作
動作すきま：0.1～99.9℃( )出
力 ：リレー接点 1a 制御容量 250V AC 3A(抵抗負荷)，
250V AC 1A(誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命10万回- 38 -

仕様

GCM-200

ヒータ断線警報(オプション記号：Ｗ)
ヒータ電流をカレントトランス(CT)で監視し，ヒータ断線を検出します。
[オプション：A2]と[オプション：DR,DS,DA]を付加した場合，[オプション：W]は付加することができません。
直流電流出力形の場合，[オプション：W]を付加することができません。
[オプション：W]を付加した場合，入力サンプリング周期は0.5秒になります。
オーバスケール，アンダスケール時も，ヒータ断線警報出力が出ます。
ヒータ定格電流：20A，50Aのいずれかを指定
設定精度：±5％以内
動
作：ON/OFF動作
出力：リレー接点 1a
250V AC 3A(抵抗負荷)，250V AC 1A(誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命10万回
加熱冷却制御出力(オプション記号：Ｄ□)[オプション：A2]と[オプション：W]を付加した場合，[オプション：DR,DS,DA]は付加することができません。
加熱側の仕様は制御出力(OUT1)と同じです。
冷却側比例帯 ：加熱側比例帯に対しての倍率 0.0～10.0倍(0.0の時ON/OFF動作)
冷却側積分時間：加熱側の積分時間設定値と同じ値です。
冷却側微分時間：加熱側の微分時間設定値と同じ値です。
冷却側比例周期：1～120秒
オーバラップバンド／デッドバンド：加熱側比例帯の±0～100％
出
力[ＤＲ]：リレー接点出力 1a
制御容量 250V AC 3A(抵抗負荷)，
250V AC 1A(誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命10万回[ＤＳ]：無接点電圧出力(SSR駆動用)
最大40mA(短絡保護回路付)
12＋２－０V DC[ＤＡ]：直流電流出力4～20mA DC 負荷抵抗：最大550Ω
冷却動作モード選択機能：空冷(リニア特性)，油冷(1.5乗特性)，水冷(2乗特性)のいずれかをキー操作で選択することができます。
マルチレンジ(オプション記号：ＭＲ)
センサを，K,J,E,Pt100,JPt100から，温度単位選択を℃， から選択します。
外観色 黒(オプション記号：ＢＫ)
パネル：ダークグレー，ケース：黒端子カバー(オプション記号：ＴＣ)
感電防止用端子カバー
防塵防滴(IP54)(オプション記号：ＩＰ)
防塵防滴(IP54)仕様を満たすため，調節計は鉛直に取付けてください。
別売品のフロントカバー(ソフトタイプ)を装着すると，防塵防滴仕様をさらに強化できます。取付金具は，ねじ式取付金具になります。

- 39 -

仕様／故障かな？と思ったら

GCM-200

指定仕様
・入力，目盛範囲指定：指定の入力，目盛範囲で出荷・温度警報動作指定 ：指定の温度警報動作で出荷・制御動作指定：PD，またはON/OFF動作で出荷・動作すきま指定：指定の動作すきまで出荷
・冷却動作指定：冷却動作で出荷
１１．故障かな？と思ったらお客様がご使用されている本器に，電源が入っているか確認されたのち，下記に示す内容の確認を行ってください。

警

告配線等の作業を行う時は，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
表示について現象・計器の状態など
PV表示器が表示になっている。
PV表示器に[]が点滅している。

推定故障箇所と対策
・制御出力オフ機能がはたらいていませんか？
キーを約1秒間押して解除してください。
・熱電対，測温抵抗体等のセンサが断線していませんか？
熱電対の場合，計器の入力端子を短絡して室温付近を示すようであれば，計器は正常で断線が考えられます。
測温抵抗体の場合，計器の入力端子(A-B間)に100Ω程度の抵抗を接続し，(B-B間)を短絡して，0℃(32 )付近を示すようであれば，計器は正常で断線が考えられます。
・熱電対，測温抵抗体等の導線が確実に計器の端子に取付けられていますか？
熱電対，測温抵抗体等の導線を，確実に計器の端子に取付けてください。
PV表示器に[]が点滅し ・熱電対，補償導線の極性が逆，または測温抵抗体の記号ている。
(A,B,B)と計器入力端子は合っていますか？
正しく配線してください。
PV表示器の表示が異常，また ・センサ入力および単位の選択を間違えていませんか？
は不安定。
・不適切なセンサ補正値を設定していませんか？
適切な値を設定してください。
・センサの仕様が合っていますか？
・センサに交流が漏洩していませんか？
・近くに誘導障害，ノイズを出す機器はありませんか？

- 40 -

故障かな？と思ったら

GCM-200

キー操作について現象・計器の状態など
・主設定値，P,I,D値，比例周期，警報等の設定ができない。
，
キーで値が変わ・らない。

推定故障箇所と対策
・設定値ロック指定でモード1，2のどちらかに指定されていませんか？
ロック指定を解除してください。
・オートチューニング，またはオートリセットを実行していませんか？
オートチューニングの場合，オートチューニングを解除
してください。また，オートリセットの場合，オートリセ
ットが終了するまで約4分間かかります。
，
キーを押しても定 ・補助機能設定モードの主設定値上限設定，主設定値下限
格目盛範囲内で設定表示が設定の値が，止まった値に設定されていませんか？
止まり，それ以上，またはそ
主設定値上限設定，主設定値下限設定の値を適切な値にれ以下の設定ができない。
設定してください。
制御について現象・計器の状態など
温度が上がらない。

推定故障箇所と対策・センサが断線していませんか？
センサが断線している場合，センサを交換してください。
・センサの導線が，確実に計器の端子に取付けられていま
すか？
入力，出力の線が，確実に配線されているか確認してください。
制御出力がONになったまま
・補助機能設定モードの出力下限設定値が，100％以上に設になる。
定されていませんか？
適切な値に設定してください。
制御出力がOFFになったまま ・補助機能設定モードの出力上限設定値が0％以下に設定さになる。
れていませんか？
適切な値に設定してください。
・本器についてご不明な点がございましたら，弊社営業所，または出張所までお問い合わせください。

- 41 -

キャラクタ一覧表

GCM-200

１２．キャラクタ一覧表
各設定項目の初期値を記入していますが，データの控え等にお使いください。
[主設定モード]
表
示
主設定

設定項目

初期値
0℃( )または0.0℃[副設定モード]
表示
設定項目
オートチューニング実行／解除
オートリセット実行
比例帯設定
冷却比例帯
積分時間設定微分時間設定初期値
解除＊
10℃(20 )または10.0℃
1.0倍
200秒
50秒
R／□：30秒
比例周期設定S／□： 3秒
R／□：30秒
冷却比例周期設定
S／□： 3秒
温度警報1(A1)設定
0℃( )または10.0℃
温度警報2(A2)設定
0℃( )または10.0℃
ヒータ断線警報設定
0A＊：PD 動作の場合のみ，オートリセットを実行することができます。
[補助機能設定モード]
表示
設定項目
設定値ロック指定
主設定値上限設定
主設定値下限設定
センサ補正設定
出力上限設定出力下限設定出力ON/OFF動作すきま設定
冷却動作モード選択
冷却出力上限設定
冷却出力下限設定
冷却出力ON/OFF動作すきま設定
ｵｰﾊﾞﾗｯﾌﾟﾊﾞﾝﾄﾞ/ﾃﾞｯﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ設定
センサ選択(マルチレンジ入力)
温度警報1(A1)動作選択
温度警報2(A2)動作選択
温度警報1(A1)動作すきま設定
温度警報2(A2)動作すきま設定
正／逆動作選択- 42 -

初期値
ロック解除
定格目盛の最大値
定格目盛の最小値
0℃( )または0.0℃
100％
0％1.0℃( )
空冷(リニア特性)
100％0％1.0℃( )
0℃( )注文時指定レンジ
温度警報動作なし
温度警報動作なし
1.0℃( )
1.0℃( )
逆動作

データ

データ

データ

GCM-200
ＭＥＭＯ- 43 -

・・・お問い合わせは・・・
本器について不明な点がございましたら，大変お手数ですが本器の下記項目をご確認の上，お買い上げいただきました販売店または弊社営業所へお問い合わせ
ください。
(例)
・形

名

ＧＣＭ－２３Ａ－Ｒ／Ｅ

・入力の種類Ｋ・オプション

Ａ２，Ｗ(20A)

・計器番号№○○○○○○

なお，動作上の不具合については，その内容とご使用状態の詳細を具体的にお知らせください。

本

社

大阪営業所

東京営業所
名古屋営業所〒562-0035
大阪府箕面市船場東２丁目５番１号
TEL:(072)727-4571
FAX:(072)727-2993
URL:http://www.shinko-technos.co.jp〒562-0035
大阪府箕面市船場東２丁目５番１号
TEL:(072)727-3991
FAX:(072)727-2991
E-mail:sales@shinko-technos.co.jp〒332-0006
埼玉県川口市末広１丁目１３番１７号
TEL:(048)223-7121
FAX:(048)223-7120〒460-0013
名古屋市中区上前津１丁目７番２号
TEL:(052)331-1106
FAX:(052)331-1109

東北出張所TEL:(022)395-4910／FAX:(022)395-4914

神奈川出張所TEL:(045)361-8270／FAX:(045)361-8271
静岡出張所TEL:(054)282-4088／FAX:(054)282-4089

北陸出張所TEL:(076)479-2410／FAX:(076)479-2411

兵庫出張所TEL:(078)992-6411／FAX:(078)992-6530

広島出張所TEL:(082)231-7060／FAX:(082)234-4334

徳島出張所TEL:(0883)24-3570／FAX:(0883)24-3217

福岡出張所TEL:(0942)77-0403／FAX:(0942)77-3446№GCM21J4 2008.5- 44 -