取扱説明書

温度指示調節計ECS-200

No. ECS21J7 2010.08

はじめに
このたびは，温度指示調節計 ECS-200(以下，本器)をお買い上げ頂きまして，まことにありがとうございました。
この取扱説明書(以下，本書)は，本器の設置方法，機能，操作方法を簡単に説明したものです。本書をよくお読み頂き，十分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。
また，誤った取り扱いによる事故防止のため，本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に，確実に届けられるようお取り計らいください。

ご注意
・本器は，記載された仕様範囲内で使用してください。仕様範囲外で使用した場合，火災または本器の故障の原因になります。
・本書に記載されている警告事項，注意事項を必ず守ってください。
これらの警告事項，注意事項を守らなかった場合，重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
・本書の記載内容は，将来予告なしに変更することがあります。
・本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら，お手数ですが裏面記載の弊社営業所または出張所までご連絡ください。
・本器は，パネル面に取り付けて使用することを前提に製作しています。
使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
・本書の記載内容の一部または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。
・本器を運用した結果の影響による損害，弊社において予測不可能な本器の欠陥による損害，その他すべての間接的損害について，いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)
安全上のご注意では，安全注意事項のランクを「警告」，「注意」として区分しています。
警 告: 取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，人命や重大な障害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。
注 意: 取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，中程度の障害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および機器損傷の発生が想定される場合。

警 告・感電および火災防止のため，弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
・感電，火災事故および機器故障防止のため，部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。

安全に関するご注意
・正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。
・本器は，産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。
代理店または弊社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器
等には，ご使用にならないでください。)
・本器の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。
また，定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。
・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
本書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
輸出貿易管理令に関するご注意
大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

11. 形 名1.1 形名の説明
ECS - 2

/

－

,

,

ECS-200(W48×H48×D94.5 mm)

1
2

制御動作

ON/OFF 動作
PD 動作
警報動作なし上限警報動作
下限警報動作
上下限警報動作
上下限範囲警報動作
絶対値上限警報動作
リレー接点: 1a＋2無接点電圧(SSR 駆動用): 12 0V DC
熱電対: K，J
測温抵抗体: Pt100，JPt100

0
2
3
4
6
8

温度警報

R
S

制御出力

E
R

入 力

100～240 V AC(標準)

電源電圧

1

24 V AC/DC *1
待機機能付 *2H
W(5 A)
W(10 A)
W(20 A)
CM
SB
SK
SC
BK
BL

オプション

ヒータ断線警報

定格電流: 5 A
定格電流: 10 A
定格電流: 20 A

冷却動作(正動作)
指定比例帯 : 0.1～9.9 %指定制御感度 : 0.1～2.0 %指定比例周期 : 1～99 秒
外観色 黒
ねじ式取付金具*1: 電源電圧は 100～240 V AC が標準です。
24 V AC/DC をご注文の場合のみ，入力記号の次に[1]を記入します。
*2: 上下限警報動作(ECS-214，ECS-224)に付加した場合，下限側のみに待機機能がはたらきます。
1.2 形名銘板の表示方法
形名銘板は，ケースと内器に貼っています。
形名銘板

①
②
③

ECS-224-R/E
H
SC(30)(例)
リレー接点出力/熱電対入力
待機機能付
指定比例周期(30秒)①: 形名②: オプション名③: 計器番号No.
(図 1.2-1)

・オプションのヒータ断線警報[W]，指定比例帯[SB]，指定制御感度[SK]，指定比例周期[SC]の記号の後( )内にご指定の値を記入しています。

2

2. 各部の名称とはたらき①②① PV 表示灯③④② SV 表示灯⑤③ PV/SV 表示器

⑦

⑥

⑧
⑨
⑩

⑪

④ CON 表示灯
⑤ ALM 表示灯

: PV/SV 表示器が現在値(PV)を表示の時，赤色表示灯が点灯します。
: PV/SV 表示器が目標値(SV)を表示の時，緑色表示灯が点灯します。
: PV, SV および設定モードのキャラ
クタ等を赤色表示器に表示します。
: 制御出力が ON の時，緑色表示灯が点灯します。
: 温度警報出力が ON の時，赤色表示灯が点灯します。

(図 2-1)⑥HB 表示灯: ヒータ断線警報出力またはセンサ断線警報出力が ON の時，赤色表示灯が点灯します。
⑦アップキー: 設定値の選択または数値を増加させます。
⑧ダウンキー: 設定値の選択または数値を減少させます。
⑨補助モードキー: PV/SV 表示モードの時，補助モードキーを押しながらモードキーを押すと，付属機能
設定モードになります。
⑩モードキー: 設定モードの切替え，設定値，選択値の登録を行います。(設定値，選択値の登録は，モードキーを押すことにより登録します。)⑪リセットキー : オートリセット(オフセット修正)を行います。
・PV 表示，SV 表示の切替え方法
PV 表示にするにはアップキーを，SV 表示にするにはダウンキーをそれぞれ約 10 秒間押してください。
・設定値の登録方法
設定値は，モードキーを押すことにより登録します。
設定途中で，キー操作を中断した場合，約 30 秒後，自動的に PV/SV 表示モードに切替わり，設定値を登録します。

3. 制御盤への取付け
3.1 場所の選定(次のような場所でご使用ください。)

注 意
制御盤に設置する場合，制御盤の周囲温度ではなく，本器の周囲温度が 50 を超えないようにしてください。
本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。
[本器は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が 0～50 (32～122 )で，急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿度は 35～85 %RH で，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたるおそれのないところ。

44.5
58.5
62

3.2 外形寸法図(単位: mm)

□48

9.5

85

(図 3.2-1)
3

3.4 CT 外形寸法図(単位: mm)
15

7.5

2.8

10.5

25

n×48－3 ＋0.50横方向密接取付
45＋0.5
0

0.5

φ5.8

n: 取付台数

2140

345＋0.5075

45＋0.50

3.3 パネルカット図(単位: mm)

30

2-φ3.510(図 3.3-1)(図 3.4-1)
3.5 取付け警 告
ケースは樹脂製ですので，取付金具のねじを必要以上に締め過ぎると，取付金具やケースが変形するおそれがあります。締め付けトルクは，0.12 N･m を指定してください。
・ワンタッチ式取付金具使用時取付け可能なパネルの厚さ: 1～3 mm
先にワンタッチ式取付金具を計器の上下に取付けてから，計器を制御盤前面から挿入してください。
フロントカバー(ソフトタイプ)FC-48-S を用いた場合，パネルの厚さは 1～2.5 mm です。
・ねじ式取付金具(オプション[BL])使用時取付け可能なパネルの厚さ: 1～8 mm
計器を制御盤前面から挿入してください｡ケース上下の穴に取付金具を引っ掛け，ねじを締付けて固定してください。
フロントカバー(ソフトタイプ)FC-48-S を用いた場合，パネルの厚さは 1～7.5 mm です。

4. 配 線
4.1 端子配列

警 告
配線作業を行う時は，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
①A

①＋

・
・
RTD

②B
③B

TC

＋
⑥
S/□
⑦
－

⑥
R/□

②－

⑦

③

⑧
ALM
⑨

CT input
④
⑤－

W

＋⑩
100～240V AC
or 24V AC/DC(図 4.1-1)
4: リレー接点出力

・S/: 無接点電圧出力

・ALM : 温度警報
・W

⑧
⑨

・R/

: ヒータ断線警報

注 意・本器の端子台は，左側から配線する構造になっています。
リード線は，必ず左側方向から端子へ挿入し，端子ねじで締め付けてください。
・点線は，オプションを付加した場合を示しています。
・熱電対，補償導線は本器の入力に合ったものをご使用ください。
・測温抵抗体は 3 導線式のもので，本器の入力に合ったものをご使用ください。
・本器には，電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず上記装置類を，本器の近くに別途設けてください。
・電源が 24 V AC/DC で，DC の場合，極性を間違わないようにしてください。
・リレー接点出力形については，内蔵リレー接点保護のため外部に負荷の容量に合ったリレーのご使用をおすすめします。
・入力線(熱電対，測温抵抗体等)と電源線，負荷線は離して配線してください。
・入力端子に接続されるセンサに，商用電源が接触または印加されないようにしてください。

3.2 mm

5.8 mm 以下 5.8 mm 以下■リード線推奨端子について
下記のような，M3 のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
締付トルクは 0.63 N･m を指定してください。
圧着端子
メーカ
形 名
締付トルク
ニチフ端子
TMEV1.25Y-3
Y形
日本圧着端子VD1.25-B3A
0.63 N･m
ニチフ端子
TMEV1.25-3
丸形
日本圧着端子V1.25-3

3.2 mm(図 4.1-2)■オプション: ヒータ断線警報出力
位相制御されている電流の検出には使用できません。
CT は付属のものを使用し，ヒータ回路の導線 1 本を CT の穴へ通してください。
CT から本器の CT 入力端子への導線に極性はありません。
外部からの干渉を避けるため，CT の導線と電源線，負荷線は離して配線してください。

③
CT 入力端子
④
電 源
CT

ヒータ
4.2 結線例
ECS-222-R/E(図 4.1-3)

３相

＋
＊

－

電磁開閉器

１

６

２

７

３

８

４

９

５

10

警報器

＊: 予期しないレベルのノイズによる，計器への悪影
響を防ぐために，電磁開閉器のコイル間にスパー
クキラーを付けることをおすすめします。

電気炉

ヒータ

・電源電圧 24 V は AC/DC ど
ちらでも可能ですが，DCの場合，極性を間違わないようにしてください。

熱電対(図 4.2-1)
55. 設 定5.1 操作フローチャート
計器電源 ON
ウォームアップ状態(約 3 秒間)
PV/SV 表示モード(約 10 秒間)
PV 表示

SV 表示
(約 10 秒間)+
[付属機能設定モード][基本機能設定モード]
目標値(SV)設定

設定値ロック選択

温度警報動作点設定

スケーリング上限設定

ヒータ断線警報設定

スケーリング下限設定
センサ補正設定

・点線で囲んだ設定項目は，オプションを付加していない場合，表示しません。
・温度警報動作点設定は，温度警報動作なし(ECS-2 0)の場合，表示しません。
電源投入後，約 3 秒間は PV/SV 表示器に[]を表示し，ウォームアップを行います。
この間すべての出力，LED 表示灯は OFF 状態となります。
その後，PV/SV 表示器に現在値(PV)または目標値(SV)を表示して制御をはじめます。
5.2 PV/SV 表示モード
PV/SV 表示器に現在値(PV)または目標値(SV)を表示し制御状態を表すモードです。
PV/SV 表示器に，現在値(PV)を表示している時は，PV 表示灯が点灯し，目標値(SV)を表示している
時は，SV 表示灯が点灯します。
工場出荷時: PV 表示状態
5.3 基本機能設定モード
キャラクタ
名 称，機能説明，設定範囲
目標値(SV)設定⇔
交互に表示します。
・目標値(SV)を設定します。

工場出荷時の値
0・スケーリング下限値～スケーリング上限値⇔
交互に表示します。

(表 5.3-1)
警報動作の種類
上限警報
下限警報
上下限警報
上下限範囲警報
絶対値上限警報

温度警報動作点設定
0・温度警報出力の動作点を設定します。
0 に設定すると，温度警報動作ははたらきません。(絶対値上限警報は除く)
・温度警報動作なし(ECS-2 0)の場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: (表 5.3-1)参照
設定範囲-100～100-100～100(1～100)(1～100)
スケーリング下限設定値～スケーリング上限値6キャラクタ⇔
交互に表示します。

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷時の値
ヒータ断線警報設定
0%・ヒータ断線警報のヒータ電流値を設定します。
・オプション[W]を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・一度警報がはたらくと，警報出力は保持されます。
(ヒータ断線警報を解除するには，計器電源を一度切って，計器電源を入れ直してください。)
・設定範囲 : 0～100 %動作点(設定値)の計算方法
計算式
Ap (Action point) : 動作点(設定値)%
Hc
Ap＝
×100
Hc (Heater current) : 稼動中のヒータ最大電流)
Rv
Rv (Rated value) : 指定された定格値(5 A，10 A，20 A のいずれか)
上記の計算式にて動作点(設定値)が計算されますが，電圧変動などを考慮して，動作点(設定値)の 80 %あたりで設定されることをおすすめします。

5.4 付属機能設定モード
キャラクタ⇔指定定格値
交互に表示します。

⇔指定定格値
交互に表示します。

⇔
交互に表示します。

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷時の値
設定値ロック選択
ロック解除
・設定値をロックし，誤設定を防止する機能です。
・(ロック状態): 全設定値を変更できないようロックします。
(ロック解除): 全設定値が変更できます。
スケーリング上限設定
指定定格値
・スケール(目盛)の上限値を設定します。
(センサの種類により設定できる上限値が変わります。)
・設定範囲: (表 5.4-1)参照
スケーリング下限設定
指定定格値
・スケール(目盛)の下限値を設定します。
(センサの種類により設定できる下限値が変わります。)
・設定範囲: (表 5.4-1)参照
センサ補正設定0
・センサの補正値を設定します。
・設定範囲: －30～30

センサ補正機能について制御したい箇所にセンサを設置できない時，センサが測定した温度と制御箇所の温度と異なることがあります。
また，複数の調節計を用いて制御する場合，センサの精度あるいは負荷容量のばらつき等で同一目標値(SV)でも測定温度が一致しないことがあります。
このような時にセンサの入力値を補正して，制御箇所の温度を希望する温度に合わせることができます。
ただし，センサ補正値にかかわらず，入力定格のレンジ内で有効です。
センサ補正後の PV = 現在の PV + (センサ補正設定値)(表 5.4-1)
センサの種類

設定範囲
精度保証最小目盛巾
0～300
0～400
K, J
300
0～600
0～800
K
0～999
0～200
Pt100
200
JPt100-100～300
スケーリングレンジを精度保証最小目盛巾より狭く設定すると，精度は保証外となります。
7

6. 運 転6.1 運転を開始する

注 意
計器の仕様内容が変わるおそれがありますので，電源投入時のウォームアップ中(約 3 秒間)はキー操作を行わないでください。
また，キーを押しながらの電源投入も避けてください。
制御盤への取付け，配線が完了しましたら次の順序で運転を開始します。
(1)本器 電源 ON
・電源投入後，約 3 秒間は PV/SV 表示器に[]を表示し，ウォームアップを行います。
この間すべての出力，LED 表示灯は OFF 状態となります。
・その後，PV/SV 表示器に現在値(PV)または目標値(SV)を表示して制御をはじめます。
(2)設定値入力[5. 設定]を参照して各設定値を入力してください。
(3)負荷回路の電源を ON にします。
制御対象が目標値(SV)に保つよう，調節動作を開始します。
6.2 オートリセットを実行する
比例帯内の安定したところで，オートリセットを実行することによりオフセットの修正を行います。
この修正値は，内部記憶しているので，プロセスの条件に変更がない限り次回からオートリセットの実行は必要ありません。
・ON/OFF 動作時，オートリセットははたらきません。
・
キーは，必ず 1 回だけ押してください。
キーを 2 回以上続けて押すと，正常にオフセットが修正されません。
SV②①: オフセット巾①②: オートリセット実行
温 度
オフセットを修正
時 間(図 6.2-1)

7. その他の機能
・誤操作防止機能
基本機能設定モードまたは補助機能設定モードの時，約 30 秒間キー操作を行わないで放置すると，自動的に設定値を登録して，PV/SV 表示モードに戻ります。
・センサ断線警報(バーンアウト，オーバスケール)
熱電対が断線した場合，制御出力を OFF にして HB 表示灯(センサ断線警報出力)が点灯します。
この時 PV/SV 表示器に現在値(PV)が表示されていれば，[]を点滅表示します。
(一度警報がはたらくと，計器電源を OFF にするまで出力は保持されます。)
また，現在値(PV)が K 入力の時 999 ，J 入力の時 900 ，Pt100 入力の時 350 を超えた場合も同じ動作になります。
・自己診断
ウォッチドックタイマで，CPU を監視し，CPU の異常時は，計器をウォームアップ状態にします。
・自動冷接点温度補償(熱電対入力のみ)
熱電対と計器との端子接続部の温度を検出し，常時基準接点を 0 (32 )に置いているのと同じ状態にします。
88. 動作説明
8.1 比例動作図
動 作

加熱(逆)動作

冷却(正)動作[オプション: CM]

比例帯

比例帯

ON

ON

OFF

OFF

制御動作

SV

リレー接点出力

SV

⑥

⑥

⑥

⑥

⑥

⑥

⑦

⑦

⑦

⑦

⑦

⑦

偏差に応じて周期動作

偏差に応じて周期動作＋⑥
無接点電圧出力＋⑥＋⑥
12V DC
12/0V DC
0V DC
⑦
⑦
⑦
－
－
－

＋⑥

＋⑥
0V DC

－⑦

偏差に応じて周期動作＋⑥
0/12V DC
12V DC⑦⑦－－

偏差に応じて周期動作

表示(CON) 緑
点灯

消灯

消灯

点灯

部分はON，またはOFF動作します。

8.2 ON/OFF 動作図
動 作

加熱(逆)動作

冷却(正)動作[オプション: CM]

動作すきま

動作すきま

ON

ON

制御動作

＊

＊

OFF

OFF
SV

SV

⑥

⑥

⑥

⑥

⑦

⑦

⑦

⑦

リレー接点出力＋⑥無接点電圧出力＋⑥12V DC

－⑦

＋⑥
0V DC

－⑦

＋⑥
0V DC

－⑦

12V DC－⑦

消灯

点灯

表示(CON) 緑
点灯

消灯＊: 制御感度98.3 ヒータ断線警報動作図
ON
出力

⑧

⑧

⑨

⑨

OFF

警報動作

ヒータ断線警報設定

小

表示

大

負荷電流

点灯

消灯

8.4 温度警報動作図
上限警報動作

下限警報動作

上下限警報動作

動作すきま

動作すきま

動作すきま

ON

ON

ON

警報動作
OFF

OFF

△
SV

出 力

+警報動作点OFF△

SV-警報動作点

△

SV

警報動作点

警報動作点

⑧

⑧

⑧

⑧

⑧

⑧

⑧

⑨

⑨

⑨

⑨

⑨

⑨

⑨

表 示
消灯
上下限範囲警報動作

点灯

点灯

消灯
絶対値上限警報動作

点灯

消灯

点灯

動作すきま

動作すきま
ON

ON
警報動作
OFF

△

警報動作点 SV
出 力

OFF
警報動作点

警報動作点

⑧

⑧

⑧

⑧

⑧

⑨

⑨

⑨

⑨

⑨

消灯

消灯
待機付下限警報動作

表 示
消灯

点灯
待機付上限警報動作
動作すきま点灯
待機付上下限警報動作

動作すきま

ON

動作すきま

ON

ON

警報動作
OFF

出 力

OFF

△
SV

+警報動作点△SV-警報動作点

OFF

△

SV

警報動作点

警報動作点

⑧

⑧

⑧

⑧

⑧

⑧

⑧

⑨

⑨

⑨

⑨

⑨

⑨

⑨

表 示
消灯

点灯

点灯

消灯

10

点灯

消灯

点灯

9. 仕 様9.1 標準仕様
取付方式
設定方式
表示器
精度(設定・指示)入 力
入力サンプリング周期
制御出力

温度警報出力

制御動作

絶縁抵抗
耐電圧
電源電圧
許容電圧変動範囲
消費電力
周囲温度
周囲湿度
質 量
外形寸法
材 質
外観色
付属機能
付属品

制御盤埋込方式
メンブレンシートキーによる入力方式
PV/SV 表示器: 赤色 LED 3 桁，数字寸法 14.3×8 mm(高さ×巾)
各入力スケーリング巾の 0.5 % 1 デジット以内
但し，熱電対のとき目盛巾 300 以上，測温抵抗体のとき目盛巾 200 以上
熱電対: K，J 外部抵抗 100 以下
測温抵抗体 : Pt100, JPt100 3 導線式
許容入力導線抵抗(1 線当たりの抵抗値 10 以下)
250ms
リレー接点 1a
制御容量 3 A 250 V AC(抵抗負荷)，1 A 250 V AC(誘導負荷 COS =0.4)
電気的寿命 10 万回＋2無接点電圧(SSR 駆動用): 12 0V DC，40 mA(短絡保護回路付)
動 作: ON/OFF 動作，動作すきま 1
出 力: リレー接点 1a
制御容量: 3 A 250 V AC(抵抗負荷)
電気的寿命 : 10 万回
PD 動作
比 例 帯 : 各入力スケーリング巾の 2.5 %
微分時間 : 32 秒
比例周期 : 20 秒(リレー接点出力形)，3 秒(無接点電圧出力形)
ON/OFF 動作
制御感度 : 各入力スケーリング巾の 0.3 %(動作すきま: 0.6 %)入力端子－接地間，入力端子－電源端子間: 500 V DC 10 M 以上
出力端子－接地間，出力端子－電源端子間: 500 V DC 10 M 以上
電源端子－接地間: 500 V DC 10 M 以上
入力端子－接地間，入力端子－電源端子間: 1.5 kV AC 1 分間
出力端子－接地間，出力端子－電源端子間: 1.5 kV AC 1 分間
電源端子－接地間: 1.5 kV AC 1 分間
100～240 V AC 50/60 Hz，24 V AC/DC 50/60 Hz
100～240 V AC の場合: 85～264 V AC
24 V AC/DC の場合 : 20～28 V AC/DC
約 5 VA
0～55
35～85 %RH(ただし，結露しないこと)
約 150 g48×48×94.5 mm(W×H×D)
ケース: ポリカーボネート樹脂
ケース: ライトグレー
スケーリング，センサ補正，設定値ロック，停電対策，誤操作防止機能，
自己診断，自動冷接点温度補償，センサ断線警報
ワンタッチ式取付金具 : 1 式
取扱説明書
:1部
CT(CTL-6S): 1 個(オプション[W]付加時)
ねじ式取付金具: 1 式(オプション[BL]付加時)

9.2 オプション仕様
待機機能付警報(オプション記号: H)
計器通電後，現在値(PV)が警報設定範囲内に達するまでと，制御中に目標値(SV)を変更した時，現在値(PV)が警報設定範囲内に達するまで，警報出力を停止します。
上限，下限および上下限警報のいずれかに付加できます。
但し，ECS-214，ECS-224 にこのオプションを付加した場合，下限側にのみ待機機能がはたらきます。
ヒータ断線警報出力(オプション記号: W)
ヒータ電流を CT(カレントトランス)で監視し，ヒータ断線を検出します。
定 格: 5 A[W(5 A)]，10 A[W(10 A)]，20 A[W(20 A)](いずれか指定)
設定範囲 : 0～100 %設定精度 : 定格値の 5 %動 作: ON/OFF 動作
出 力: リレー接点 1a 3 A 250 V AC(抵抗負荷)
電気的寿命 10 万回
11冷却動作(正動作) (オプション記号: CM)
制御動作 PD 動作
比例帯(P) : 各入力スケーリング巾の 2.5 %
微分時間(D): 32 秒
比例周期 : 20 秒(リレー接点出力形)，3 秒(無接点電圧出力形)
ON/OFF 動作
制御感度 : 各入力スケーリング巾の 0.3 %(動作すきま: 0.6 %)指定比例帯(オプション記号: SB)
指定範囲 : 0.1～9.9 % (スケーリングレンジ)
指定制御感度(オプション記号: SK)
指定範囲 : 0.1～2.0 % (スケーリングレンジ)
指定比例周期(オプション記号: SC)
指定範囲 : 1～99 秒
外観色 黒(オプション記号: BK)
パネル枠，ケース: 黒(パネル: ダークグレー)
ねじ式取付金具(オプション記号: BL)
パネルの厚さ: 1～8 mm

10. 故障かな？と思ったらお客様がご使用になっている本器の電源が入っているか確認されたのち，下記に示す内容の確認を行ってください。
現象・計器の状態など
推定故障個所と対策・熱電対，測温抵抗体等のセンサが断線していませんか?
PV/SV 表示器に〔〕が点滅
熱電対の場合，計器の入力端子を短絡して室温付近を示すようしているであれば，計器は正常で断線が考えられます。
測温抵抗体の場合，計器の入力端子(A-B 間)に 100 程度の抵抗を接続し(B-B 間)を短絡して，0 (32 )付近を示すようであれ
ば，計器は正常で断線が考えられます。
・熱電対，測温抵抗体等の導線が確実に計器の端子に取付けられていますか?
・不適切なセンサ補正値が，設定されていませんか?
PV 表示の時，現在値(PV)が異常またセンサ補正値を適切な値にしてください。
は不安定
・熱電対，測温抵抗体の仕様が合っていますか?
・熱電対，測温抵抗体に交流が漏洩していませんか?
・近くに誘導障害またはノイズを出す機器はありませんか?
・熱電対，測温抵抗体等のセンサが断線していませんか?
温度が上がらない・熱電対，測温抵抗体等の導線が確実に計器の端子に取付けられていますか?
・出力の結線が確実に配線されているか確認してください，
キーを押しても，目盛 ・付属機能設定モードのスケーリング上限設定またはスケーリ
ング下限設定の値が，目標値(SV)が止まった値に設定されて範囲内で，目標値(SV)が止まりそれ以いませんか?
上，以下の設定ができない
適切な値に設定してください。
・設定値ロック指定がはたらいていませんか?
本器についてご不明な点がございましたら，弊社営業所または出張所までお問い合わせください。

本

社

大阪営業所

東京営業所
名古屋営業所〒562-0035
大阪府箕面市船場東２丁目５番１号
TEL:(072)727-4571
FAX:(072)727-2993
URL:http://www.shinko-technos.co.jp

神奈川

TEL:(045)361-8270／FAX:(045)361-8271

静岡TEL:(054)282-4088／FAX:(054)282-4089

北陸TEL:(076)479-2410／FAX:(076)479-2411

京滋

TEL:(077)543-2882／FAX:(077)543-2882

兵庫

TEL:(079)439-1863／FAX:(079)439-1863〒332-0006
埼玉県川口市末広１丁目１３番１７号
TEL:(048)223-7121
FAX:(048)223-7120

広島

TEL:(082)231-7060／FAX:(082)234-4334

徳島

TEL:(0883)24-3570／FAX:(0883)24-3217〒460-0013
名古屋市中区上前津１丁目７番２号
TEL:(052)331-1106
FAX:(052)331-1109

福岡TEL:(0942)77-0403／FAX:(0942)77-3446〒562-0035
大阪府箕面市船場東２丁目５番１号
TEL:(072)727-3991
FAX:(072)727-2991
E-mail:sales@shinko-technos.co.jp

12