VWR® Surface Air
System (SAS)Monitoring instruments
01. 環境衛 生や空 気質の把握に役立ちます

02. 充実したラインナップ

03. コンタクトプレートとシャーレが選択可能

VWR® SURFACE AIR SYSTEM

目次
環境衛生と空気質について

SAS SUPER IAQ

P.3

P.10-11

SAS モデル一覧と紹介

SAS SUPER ISOLATOR

P.4-5

P.12-13

SAS SUPER ISO USB 100/180

SAS SUPER PINOCCHIO II

P.6-7

P.14-15ページ

DUO SAS SUPER 360
P.8-9

2VWR® Surface Air System (SAS)VWR® SURFACE AIR SYSTEM

環境衛生と空気質
製薬や食品の製造環境、病院、学校、さまざまな職場での用途に適したSAS製品をご用意しています

環境で微生物による汚染レベルを把握しておくことが大切

ISO14644-1で分類されたクリーンルームで使用するようにです。

設計されたモデルや、その他にHACCP制御で分類できない汚染レベルの把握をすることにより、国際的な規則（各国HVAC（暖房換気空調設備）の制御用のモデルといった用意局方やGMP）や、ISOのような国際規格やガイドラインにオープンエリア、SBS(シックビル症候群)調査、またはがあります。

定められた製造方法や製品品質基準に合致できるのと同時に、作業員、職員の健康を守ることにつながります。

VWRの環境管理培地は、すぐに使用できるペトリシャーレ

1980年代以来、SAS (Surface Air System)は、携帯型微やコンタクトプレートが用意されており、あらゆる環境で生物サンプラの標準機として幅広く採用されてきまし

表面や空気の管理を行う為の微生物モニタリングを実施すた。
–

米国薬局方のchapter

1116には「Surface AirSystemsamplar」が「Methodologyand
instrumentation for qualification of viable airbonemicroorganisms（空気中の増殖微生物の検証に用いる手法と装置）」として掲載–

各国の航空宇宙局にて従来から地球を周る宇宙船に、SASシステムを搭載、環境中の微生物モニタリングを実施–

SASサンプラは、世界中の大手製薬業界で毎日使用されている業界スタンダードモデルることができます。
培地が充填されていない空のペトリ皿やコンタクトプレートは、分類されたサンプル、管理されたサンプル、周囲のサンプル、または異なる環境での臨時のサンプル用に適切に梱包されており、費用対効果の高いサンプリングプログラムを提供します。
※VWR社製の培地販売は弊社では行っておりません。

オープンな製品です
55㎜コンタクトプレートモデルにオプション品を付属する事で、１台で従来の90mmシャーレでも使用する事ができ、90㎜シャーレ用または55㎜コンタクトプレートのみの特定のモデルも利用可
能です。

VWRではお客様に微生物サンプリングと空気質の課題に関する総合的なパッケージを提供しています

空気と表面のサンプリングには同じ種類の培地を使用することを推奨いたします。

–

能動的サンプリングを用いる場合に、培地プレートを１個あるいは２個装着できるモデルをライン
ナップ–

55㎜コンタクトプレートあるいは90㎜シャーレが使えるモデルをラインナップ

C GLPおよび C GMPエアサンプリング操作に適応しております。
選択された環境での、微生物レベルに関するデータの確立目的に最適です。

より代表的な空気サンプルを得るために、実際の運転条件下でのサンプリングを計画、実施することを推奨いたします。
VWR® Surface Air System (SAS) 3

VWR® SURFACE AIR SYSTEM

Surface Air System (SAS)SAS SUPER ISO USB 100/180
国際宇宙ステーションにてSAS製品が導入された事から始まり、本モデルは製薬・病院分野向けに特化して設計されてきました。
持ち運びがしやすく設置が容易で、⾧寿命の充電式バッテリーにより駆動します。アプリケーションにより100L/分と180L/分タイプが選択でき、数分から数時間の連続的または順次サンプリングを可能にします。どちらのモデルも、さまざまなサンプリングプログラムのデータ管理機能を提供します。データは本体、またはUSB ポートを利用した保存が可能です。

DUO SAS SUPER 360
汚染濃度が低く、要求されるサンプリング回数が多い場合、本モデルは同時に動作する２つのサンプリングヘッドにより1000Lを3分未満でサンプリングすることが可能です。
２つのヘッドでの同時サンプリングにより、両方のプレートに同じタイプの培地を使用する場合に、統計的なサンプリング結果を得る事ができます。
また、２つの異なる培地を一度のサンプリングサイクルで同時に測定する事も可能です（例：総細菌数用のTSA培地またはPCA培地、酵母およびカビのSDA培地等）。
２つのヘッドのサンプリングは、サンプル時間を半分にすることができ、忙しいユーザーにとって大きなメリットがあります。

SAS SUPER IAQ
一般的な屋内及び屋外の空気質管理用に特化したデザインの本モデルは、軽量であらゆる環境での測定における耐久性に優れています。
食品産業や水処理施設（屋外での用途）における環境管理、及び環境衛生を研究する方々にとって最適なモデルです。

4

VWR® Surface Air System (SAS)VWR® SURFACE AIR SYSTEMSAS SUPER ISOLATOR
本モデルはRABS内の閉鎖環境の清浄度モニタリング用に特化した設計で、外的影響からの完全な分離を保証します。
コントロールユニットはブースの外側に設置し、ケーブルによる電子接続を介してサンプリング用ヘッドに接続されます。
本モデルを用いる事で、吸引によるサンプリングシステムの典型的な汚染は排除されます。複数のヘッドを単一のコントロールユニットで制御できることは、本モデルの実用的かつ経済的なアプリケーションの一つです。

SAS SUPER PINOCCHIO Ⅱ
圧縮空気内の微生物測定においては通常のエアサンプラ以外の専用の測定機が必要となります。本モデルは圧縮空気内測定をできるだけシンプルに行えるような設計に特化しています。
本モデルは、圧縮空気源の空気圧調整をバルブ開閉で行う為、外部電源を必要としないという特⾧があります。
この調整により、米国薬局方のchapter 1116で説明されている「衝突法」アプローチによる寒天プレートへ同じ試料空気を送ることが可能となります。SAS SUPER PINOCCHIOⅡは圧縮空気内の微生物測定を必要とする全てのエリアにとって理想的な測定器です。

CEマーキング

UKCAマーキング

EU関連法規に準拠

関連する英国の法律に準拠

VWR® Surface Air System (SAS) 5VWR® SURFACE AIR SYSTEM

クリーンルーム・無菌区域用
製薬会社・病院向け微生物エアサンプラ

SAS SUPER ISO USB 100/180

主な用途

ヘッド部はアルミニウム製、ステンレス製、滅菌処

クリーンルーム、アイソレータ、微生物研究室

理済みプラスチック製ヘッ

RABS、バイオ医薬研究・製造施設、ワクチン製造工

ドのいずれかを取り付け可場、手術室、病院、診療所でのオペレーターの安全性

能を含めた清浄度管理や検証に用いられます。

性能– USP chapter1116 及び ISO 14698-1に準拠– ディレイ設定による測定開始時の汚染防止

安定性のある角錐形状– 最大70,000Lまで吸引可能– 300件までデータ保存可能– 内蔵の風速センサーにより正確な流量維持が可能– ISO規格に基づいた、一方向気流における乱流の発生と試料エアーの再吸引のリスクを回避した設計

操作やクリーニングが簡単なタッチボタン式パネル– IQ / OQバリデーションプロトコルが提供可能– 校正期限切れを表示する自動リマインド機能– 8通りまでの測定条件記録機能– 測定記録や設定データはUSB TYPE-C portを経由して、USBメモリスティックに出力可能– 55mmコンタクトプレート、90mmシャーレが使用可

能（ご注文時に選択）※55mmコンタクトプレートモデルは専用アダプタをデータ出力可能なUSB Port使用し90mmシャーレを使用可能

衝突法サンプリングにおいて、
SAS SUPER ISO 180は最も早いサンプリングが可能です。
6VWR® Surface Air System (SAS)VWR® SURFACE AIR SYSTEM

オプション品

滅菌処理済みプラスチ

アルミニウム製キャリン
グケース
Cat.No.710-1697

ック製ヘッドCat No. 710-0891

直径90mmシャーレ変換用アダプタ（55mmからの変換）ソフトキャリングケース
Cat.No.710-0896

Cat No,710-0882

サンプラ用スタンド（机上または壁面取付用）
Cat.No.710-0963

バッテリー充電器
Cat.No.710-0993

クリーンルーム用ステ
ンレス三脚
Cat.No.710-0889

リモートコントローラー
Cat.No.710-0969

技術仕様
吸引量

参考関連ガイドライン
ISO USB 100 : 100L/分（1,000Lを10分間）

1.

ISO USB 180 : 180L/分（1,000Lを約6分未満）

動作条件

温度：5～50℃ 湿度：80％未満総吸引量70,000 L (SAS Super ISO 100 USB/5時間充電)

cleanrooms and controlled environments」
2.

120(W)x125(D)x275(H) mm

重量1.8kg

EU Guide for GMP 「Manufacture of sterile medicinal
products

40,000 L (SAS Super ISO 180 USB/5時間充電)

サイズ

USP chapter 1116「Microbiological evaluation of3.

control medicines and inspection」

ISO 14698-1「クリーンルーム及び関連制御環境-微生物汚染制御」
4.

FDA 「2004 guidance for industry on sterile drug
products by aseptic※本製品はセット商品ではございません。その為、サンプリングヘッド/バッテリー充電器/サンプラ本体を合わせてご購入下さい

processing - Pharmaceuticalcurrent good manufacturing practice」
Cat.No.

SAS Super ISO USB 本体

Cat.No.

サンプリングヘッド

SAS SUPER ISO 100 USB 55mmコンタクトプレート用モデル

710-2088

55mm

SAS SUPER ISO 100 USB 90mmシャーレ用モデル

710-2090

ステンレス(1mmΦ)710-0880

SAS SUPER ISO 180 USB 55mm コンタクトプレート用モデル

710-2087

ステンレス(0.75mmΦ)PBIB 29341

SAS SUPER ISO 180 USB 90mmシャーレ用モデル

710-2089

アルミニウム

710-0892

滅菌済みプラスチック製ヘッド

710-0890

オプション品

90mm

コンタクトプレート用モデル

シャーレ用モデル

710-0993

ステンレス(1mmΦ)710-0878

ソフトキャリングケース

710-2090

ステンレス(0.75mmΦ)PBIB 33958

アルミニウム製軽量キャリングケース

710-1697

アルミニウム

710-0886

三脚

710-1857

滅菌済みプラスチック製ヘッド（使い捨て/40個入り）

710-0891

サンプラ用スタンド（机上または壁取付用）

710-0963

バッテリー充電器

直径90mmシャーレ用への変換アダプタ（55mmコンタクトプレートモデル用） 710-0882
90mmシャーレ用ステンレスヘッド +変換アダプタ（710-0882）

710-0877

90mmシャーレ用アルミニウムヘッド +変換アダプタ（710-0882）

710-0879

リモートコントローラー（SAS SUPER ISO USB用）

710-0969※変換アダプタ使用時、90mmシャーレ用ヘッドを使用する事

VWR® Surface Air System (SAS)7

VWR® SURFACE AIR SYSTEM

クリーンルームや無菌区域を素早く測定
2つの吸引ヘッドを備えた唯一のポータブル式
微生物エアサンプラ DUO SAS SUPER 360

主な用途
クリーンルーム、アイソレータ、微生物研究室
RABS、バイオ医薬研究・製造施設、ワクチン製造工場、手術室、病院、診療所での清浄度管理や検証に用いられます。特に、DUO SAS SUPER 360は、測定時間を短縮出来る事が重要視される際に選ばれます。
ヘッド部はアルミニウム性能

製、ステンレス製、滅菌処– USP chapter1116 及び ISO 14698-1に準拠– ディレイ時間の設定可能、測定開始時の汚染を理済みプラスチック製ヘッドのいずれかを取り付け可能防止– 最大40,000Lまで吸引可能

安定性のある角錐形状– 100件までデータ保存可能– 内蔵の風速センサーにより正確な流量維持が可能– IQ / OQバリデーションプロトコルが提供可能

操作やクリーニングが簡単なタッチボタン式パネル– 55mmコンタクトプレート、90mmシャーレが使用可能（ご注文時に選択）※55mmコンタクトプレートモデルは専用アダ
プタを使用し90mmシャーレを使用可能

DUO SAS 360は、最大70%までサンプリング時間を短縮できます！

8VWR® Surface Air System (SAS)VWR® SURFACE AIR SYSTEM

オプション品

滅菌処理済みプラスチック製ヘッド
Cat No. 710-0891

クリーンルーム用ステン
レス三脚
Cat.No.710-0889

DUO SAS SUPER 専用
軽量アルミニウム製キャリングケース
Cat.No.710-0876

直径90mmシャーレ変換用アダプタ（55mmからの変換）
Cat No,710-0882

サンプラ用スタンド（机上または壁面取付用）
Cat.No.710-0963

バッテリー充電器
Cat.No.710-0993
DUO SAS SUPER 専用
ソフトキャリングケース
Cat.No.710-0888

リモートコントローラー（DUO専用）Cat.No.710-0969

DUO SAS SUPER が選ばれる理由

技術仕様
吸引量

ヘッド１基につき180L/分 ×２（1,000Lを約3分未満）

動作環境

温度：5～50℃ 湿度：80％未満

サイズ

260(W)×110(D)×352(H) mm

重量2.2 kg

– 各ヘッドに異なる培地を用いる事で同時に2種類の菌の捕集が可能– 同種類の培地を使用し、360L/分の吸引量で測定可能、測定時間の大幅な短縮・平均結果を計算し、信頼性のあるCFU数のデータを得る事が可能※本製品はセット商品ではございません。その為、サンプリングヘッド/バッテリー充電器/サンプラ本体を合わせてご購入下さい
DUO SAS SUPER 360

Cat.No.

55mmコンタクトプレート用

710-0867

90mmシャーレ用

710-0866

オプション品・クリーンルーム内の高吸引量でのサンプリングが可能（360L/分）
・サンプリング時間を大幅に短縮可能（1000Lを3分未満）

参考関連ガイドライン
1.

バッテリー充電器

710-0993

ソフトキャリングケース (DUO専用)

710-0888

アルミニウム製軽量キャリングケース

710-0876

三脚710-1857

サンプラ用スタンド（机上または壁取付用）

710-0963

cleanrooms and controlled environments」
2.

710-0877

90mmシャーレ用アルミニウムヘッド +変換アダプタ（710-0882）

710-0879

リモートコントローラー（DUO 専用）

710-0962

ISO 14698-1「クリーンルーム及び関連制御環境-微生物汚染制御」
3.

FDA 「2004 guidance for industry on sterile drug
products by aseptic

直径90mmシャーレ用への変換アダプタ（DUO 55mmコンタクトプレート用） 710-0882
90mmシャーレ用ステンレスヘッド +変換アダプタ（710-0882）

USP chapter 1116「Microbiological evaluation ofprocessing - Pharmaceuticalcurrent good manufacturing practice」
4.

ACGIH ‘Guideline for assessment ob bioaerosol in
the indoor environment’※変換アダプタ使用時、90mmシャーレ用ヘッドを使用する事

吸引ヘッド

Cat.No.

55mmコンタクトプレート用

ステンレス
ステンレス(0.75mmΦ)710-0880
PBIB 29341

アルミニウム

710-0892

滅菌済みプラスチック製ヘッド（使い捨て/40個入り）

710-0890

90mm

シャーレ用モデル

ステンレス
ステンレス(0.75mmΦ)710-0878
PBIB 33958

アルミニウム

710-0886

滅菌済みプラスチック製ヘッド（使い捨て/40個入り）

710-0891

VWR® Surface Air System (SAS) 9VWR® SURFACE AIR SYSTEM

浮遊菌測定を簡易に実施
食品産業、水処理プラント、環境衛生管理のために作られた微生物エアサンプラ SAS SUPER IAQ

主な用途
農業食品-製品の貯蔵期限を高める事を目的とし–た、食品製造環境管理の為の酪農技術者向け
シックビル症候群（Sick Building Syndrome）調査–

ヘッド部はアルミニウム製、ステンレス製、滅菌処
理済みプラスチック製ヘッドのいずれかを取り付け可能やHVAC（Heating Ventilation Air Conditioning ）の検査等の環境衛生
処理区域近隣の労働従事者・生活者の安全を保障す–作業環境での使用に適した高耐久設計

るための水処理施設（屋外での用途）における環境管理性能– 100L/分の吸引量安定性のある角錐形状– 1 ～ 1999 Lまで任意の吸引量を設定可能– 測定サイクルの記録機能– ディレイ機能– サンプリング量、日付、オペレーター名、ロケーションを表示するデジタルディスプレイ

操作やクリーニングが簡単なタッチボタン式パネル

SAS SUPER IAQ は、操作が簡単なエントリーモデルです

10VWR® Surface Air System (SAS)VWR® SURFACE AIR SYSTEM

オプション品

滅菌処理済みプラスチック製ヘッド

アルミニウム製キャリンCat No. 710-0891

グケース
Cat.No.710-1697

直径90mmシャーレ変換用アダプター（55mmからの変換）
サンプラ用スタンドCat No,710-0882（机上または壁面取付用）
Cat.No.710-0963

バッテリー充電器

ソフトキャリング
ケース

Cat.No.710-0993

ステンレス三脚

Cat.No.710-0896

Cat.No.710-0889

技術仕様
吸引量

100L/分

総吸引量70,000L（8時間充電）動作環境

温度：5～50℃ 湿度：80%未満

サイズ

105(W)x110(D)x290(H) mm

重量1.7kg※本製品はセット商品ではございません。その為、サンプリングヘッド/バッテリー充電器/サンプラ本体を合わせてご購入下さい
SAS SUPER IAQ本体

Cat.No.

55mmコンタクトプレート用
90mmシャーレ用

710-2149

オプション品バッテリー充電器

710-0993

ソフトキャリングケース

710-0888

アルミニウム製軽量キャリングケース

710-0876

三脚710-1857

サンプラ用スタンド（机上または壁取付用）

710-0963

直径90mmシャーレ用への変換アダプタ(55mmコンタクトプレート用)

710-0882

90mmシャーレ用アルミニウムヘッド +変換アダプタ（710-0882）

710-0879※変換アダプタ使用時、90mmシャーレ用ヘッドを使用する事

吸引ヘッド

Cat.No.

55mmコンタクトプレート用

アルミニウム

710-0892

滅菌済みプラスチック製ヘッド（使い捨て/40個入り）

710-0890

90mmシャーレ用モデル

アルミニウム

710-0886

滅菌済みプラスチック製ヘッド（使い捨て/40個入り）

710-0891

VWR® Surface Air System (SAS)11VWR® SURFACE AIR SYSTEM

アイソレータ用エアサンプラ
製薬会社や食品会社、病院環境でアイソレータやRABS用エアサンプラ
SAS SUPER ISOLATOR/DUO SAS SUPER ISOLATOR

主な用途
アイソレータ及びRABS、製薬及び食品飲料製造での閉鎖環境の管理及びバリデーションに適しています。１台のSASコントロールユニットでチャンバーに設置した複数の吸引ヘッドの管理が可能となり使いやすく経済性に優れています。
このシステムは管理区域外にプログラム機能を有したコントロールユニットを設置します。
安定性のある角錐形状

性能– 技術的な性能はSAS SUPER ISO USB 100/180と同じです– USP Chapter 及び ISO 14698-1に準拠– サンプリングヘッドはアイソレータもしくはRABS内のどの位置にも設置可能– VHP (気化過酸化水素)などのアイソレータ内部で使用される一般的な薬剤に対応

ヘッド部はアルミニウム

操作やクリーニングが簡単製、ステンレス製、滅菌処

なタッチボタン式パネル

理済みプラスチック製ヘッドのいずれかを取り付け可能

12VWR® Surface Air System (SAS)VWR® SURFACE AIR SYSTEM

オプション品

滅菌処理済みプラスチ

アルミニウム製キャリン

バッテリー充電器

ック製ヘッドグケース

Cat.No.710-0993

Cat No. 710-0891

Cat.No.710-1697

直径90mmシャーレ変換用アダ
プタ（55mmからの変換）
Cat No,710-0882
リモートコントローラー
SAS SUPER ISOLATOR専用
Cat.No.710-0969

延⾧ケーブル（3m）Cat.No.710-0968

吸引チャンバー
Cat No,710-0947
Cat No,710-0948※本製品はセット商品ではございません。その為、サンプリングヘッド/吸引ヘッド

バッテリー充電器/サンプラ本体を合わせてご購入下さい

55mmコンタクトプレート用

SAS Super ISO USB 本体

Cat.No.

SAS SUPER ISOLATOR 100 55mmコンタクトプレート用モデル

710-0943

SAS SUPER ISOLATOR 100 90mmシャーレ用モデル

710-0945

SAS SUPER ISOLATOR 180 55mm コンタクトプレート用モデル

710-0944

SAS SUPER ISOLATOR 180 90mmシャーレ用モデル

710-0946

DUO SAS 360 ISOLATOR 55mmコンタクトプレート用モデル

710-0977

DUO SAS 360 ISOLATOR 90mmシャーレ用モデル

710-0978

オプション品バッテリー充電器

710-0993

アルミニウム製軽量キャリングケース

710-1697

サンプラ用スタンド（机上または壁取付用）

710-0963

直径90mmシャーレ用への変換アダプタ（55mmコンタクトプレートモデル用） 710-0882
リモートコントローラー(SAS SUPER ISOLATOR用)

710-0962

吸引チャンバー（55mmコンタクトプレート用）

710-0947

吸引チャンバー（90ｍｍシャーレ用）

710-0948

延⾧ケーブル（3m）710-0968※変換アダプタ使用時、90mmシャーレ用ヘッドを使用する事

参考関連ガイドライン
1.

Cat.No.

ステンレス

710-0880

ステンレス(0.75mmΦ)PBIB 29341

アルミニウム

710-0892

滅菌済みプラスチック製ヘッド(使い捨て/40個入り)

710-0890

90mmシャーレ用モデル
ステンレス

710-0878

ステンレス(0.75mmΦ)PBIB 33958

アルミニウム

710-0886

滅菌済みプラスチック製ヘッド(使い捨て/40個入り)

710-0890

技術情報
ISOLATORISOLATORDUO SAS SUPER

100

180360 ISOLATOR

吸引流量

100L/分

180L/分

2×180L/分

最大吸引量70,000L

40,000L

40,000L

サイズ

105×110×290

105×110×290

360×160×180 mm

mmmm

1.75kg1.75kg型式

重量（コント2.1kg

ロール部）
使用環境

温度：5～50℃ 湿度：80%未満

ISO 14698-1「クリーンルーム及び関連制御環境 微生物汚染制御」

2.

USP chapter 1116「Microbiological evaluation ofcleanrooms and controlled environments」

3.

EU Guide for GMP 「Manufacture of sterile
medicinal products

control medicines andinspection」

VWR® Surface Air System (SAS) 13

VWR® SURFACE AIR SYSTEM

圧縮ガス用エアサンプラ
圧縮空気及びガスの微生物学的品質を測定するエアサンプラ
SAS SUPER PINOCCHIOⅡ
主な用途
SAS SUPER PINOCCHIOⅡは、製薬、食品及び厳密な微生物管理が必要となる分野で、圧縮空気、圧縮ガスの微生物管理用に開発されました。この装置に圧縮空気・ガスを接続して使用します。
圧縮空気の供給ラインをSAS SUPER PINOCCHIOⅡに接続し、流量計で目的の流量、例えば100L/分に設定します。
サンプル時間を設定することで、合計1,000Lをサンプリングといったご使用が可能です。

性能– オートクレーブ滅菌可能（圧力計・流量計を除く）– 6気圧までの高圧エアー内の浮遊菌測定が可能– 国際規格に準拠して校正、予備の校正済み流量計を用意しておけば、校正期間のダウンタイムがございません– IQ OQ検証プロトコルが提供可能– 標準操作手順書(SOP)が提供可能– 電源は不要で、持ち運びが容易な設計– 90mmシャーレ用、55mmコンタクトプレート用いずれかのモデルを選択可能

電源不要で簡易に圧縮空気のエアサンプリングを実施します14

VWR® Surface Air System (SAS)VWR® SURFACE AIR SYSTEM

注文時標準付属品
SAS SUPER PINOCCHIO Ⅱセット

（キャリングケース標準付属）SAS SUPER PINOCCHIO Ⅱ用流量計（購入時付属/別途購入可能）

技術仕様
最大気圧6気圧材質

ステンレス及びアルミニウム

本体/流量計/キャリングケースが付属しています。

使用環境

10～40℃

SAS SUPER PINOCCHIO Ⅱ

サイズ

400(W)×200(D)×245(H) mm

SAS SUPER PINOCCHIOⅡ 55mmコンタクトプレート用モデル

710-0949

重量5 kgSAS SUPER PINOCCHIOⅡ 90mmシャーレ用モデル

710-0950

接続口

1/4インチオプション品

流量計

18.8～188ℓ/分

校正済み流量計※本製品はセット商品です。

本体

Cat.No.

お問合せ下さい

VWR® Surface Air System (SAS)15VWR® SURFACE AIR SYSTEM

圧縮ガス用エアサンプラ
無菌製造作業中に、圧縮ガス中の微生物汚染のレベルを決定するための装置。簡単で安価に無菌性検証が可能。
PINOCCHIO CR SUPER

主な用途
CRバージョンは主にクリーンルームでの使用の為に設計・開発されました。

特徴– 100%ステンレス製– 全て分解可能– 流量計と圧力計を除く全てのパーツがオートクレーブ可能– コンパクトで軽量– 流量計は校正可能

PINOCCHIO CR SUPER 本体

Cat.No.

PINOCCHIO CR SUPER 90mmシャーレ用モデル

710-2151

PINOCCHIO CR SUPER 55mmコンタクトプレート用モデル

710-2152

PINOCCHIO CR SUPER 90mmシャーレ用流量計校正済みモデル

710-2154

PINOCCHIO CR SUPER 55mmコンタクトプレート用流量計校正済みモデル

710-2153

オプション品
校正済み流量計

16 VWR® Surface Air System (SAS)

お問合せ下さいVWR® SURFACE AIR SYSTEM

日本正規代理店

トランステック株式会社〒141-0022
東京都品川区東五反田1-11-15

電波ビル3F

TEL:03-5475-5656
https://www.transtech.co.jp

Rev.4