For the English manual, see the reverse.

取扱説明書

デジタル指示調節計

BCS2, BCR2, BCD2No. BCx21JE82020.01[本 社] 〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号 TEL: (072)727-4571 FAX: (072)727-2993 [URL] http://www.shinko-technos.co.jp[大阪営業所] TEL: (072)727-3991 FAX: (072)727-2991 [東京営業所] TEL: (03)5117-2021 FAX: (03)5117-2022 [名古屋営業所] TEL: (052)957-2561 FAX: (052)957-2562
詳細な使用方法およびオプションについては BCS2, BCR2, BCD2 取扱説明書(詳細版)を参照してください。BCS2, BCR2, BCD2 取扱説明書(詳細版)は，下記弊社 Web サイトよりダウンロードしてください。 http://www.shinko-technos.co.jp→サポート・ダウンロード→ダウンロード→取扱説明書のダウンロードをクリック
このたびは，デジタル指示調節計 [BCS2, BCR2, BCD2](以下，本器)をお買い上げ頂きましてまことにありがとうございました。この取扱説明書(以下，本書)は，本器の設置方法，機能，操作方法を簡単に説明したものです。本書をよくお読み頂き，十分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。また，誤った取り扱いによる事故防止のため，本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に，確実に届けられるようお取り計らいください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)

取付け上のご注意

安全上のご注意では，安全注意事項のランクを「警告」，「注意」として区分しています。
警 告: 取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，人命や重大な障害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。
注 意: 取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，中程度の障害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および機器損傷の発生が想定される場合。

警 告・感電および火災防止のため，弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
・感電，火災事故および機器故障防止のため，部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。

安全に関するご注意
・正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。
・本器は，産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。代理店または弊社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。)
・本器の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。また，定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。
・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。本書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリ ，汚染度2[本器の使用は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が-10～55 で急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿度が35～85 %RHで，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
・制御盤に設置する場合，制御盤の周囲温度ではなく，本器の周囲温度が 55を超えないようにしてください。本器の電子部品 (特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。

輸出貿易管理令に関するご注意
大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

仕 様基準精度(周囲温度 23 ，パネル面個別取付において)入力サンプリング周期
消費電力

周囲温度・湿度
質 量
付属品

100～240 V AC 50/60Hz 許容変動範囲 85～264 V AC
24 V AC/DC 50/60Hz 許容変動範囲 20～28 V AC/DC
熱電対:
各入力スパンの 0.2 % 1 デジット以内
ただし，R，S 入力 0～200 (32～392 )は 6(12 )以内
B 入力 0～300 (32～572 )は精度保証範囲外
K，J，E，T，N 入力 0 (32 )未満は，入力スパンの 0.4 % 1 デジット以内
測温抵抗体: 各入力スパンの 0.1 % 1 デジット以内
直流電流，直流電圧入力: 各入力スパンの 0.2 % 1 デジット以内
125 ms100～240 V AC 約 8 VA 以下(オプション最大付加時約 11 VA 以下)
24V AC
約 5 VA 以下(オプション最大付加時約 8 VA 以下)
24V DC
約 5 W 以下(オプション最大付加時約 8 W 以下)-10～55 ，35～85 %RH(ただし，氷結および結露のないところ)
BCS2: 約 110g, BCR2: 約 160g，BCD2: 約 220g
取り付け枠 1 個(BCS2)，ねじ式取り付け具 1 組(BCR2, BCD2)
簡易版取扱説明書 1 部

外形寸法図(単位: mm)
取り付け枠

制御出力(OUT2)(オプションDS, DA, EV2)

制御容量 3 A 250 V AC(抵抗負荷)
1 A 250 V AC(誘導負荷 cos =0.4)
電気的寿命 10 万回，最小適用負荷 10 mA 5 V DC
無接点電圧(SSR 駆動用): 12 V DC 15 %最大 40 mA(短絡保護回路付)
直流電流: 4～20 mA DC(分解能 12000)，負荷抵抗 最大 550
リレー接点: 1a 制御容量 3 A 250 V AC(抵抗負荷)
1 A 250 V AC(誘導負荷 cos =0.4)
電気的寿命 10 万回，最小適用負荷 10 mA 5 V DC
リレー接点: 1a 制御容量 3 A 250 V AC (抵抗負荷)
1 A 250 V AC(誘導負荷 cos =0.4)
電気的寿命 10 万回(オプション EV2 付加時，イベント出力 EV2 割付設定で 019 を選択した場合)
無接点電圧(SSR 駆動用): 12 V DC 15 %最大 40 mA(短絡保護回路付)
直流電流: 4～20 mA DC(分解能 12000)，負荷抵抗 最大 550

注 意 横方向密接取付の場合，防滴防塵 IP66 仕様を満たしません。

端子カバー(別売り)

45 ＋0.5075

ガスケット

EVT 出力リレー接点: 1a

パネルカット図(単位: mm)(*): 端子カバー取り付け時の寸法です。
BCS2制御出力(OUT1)

45 ＋0.50

電源電圧

横方向密接取付，
n: 取付台数

45 ＋0.50

端子カバー(別売り)

92＋0.80

ねじ式取り付け具

n×48-3 ＋0.5092＋0.80ガスケット

130BCR2

n×48-3＋0.5
045＋0.50

横方向密接取付，
n: 取付台数

BCD2

ねじ式取り付け具

端子カバー(別売り)13092＋0.80

ガスケット

n×96-3 ＋0.50横方向密接取付，
n: 取付台数□92＋0.80

各部の名称とはたらき
BCS2

BCR2

BCD2

①①⑨②③④④⑤⑧⑥⑦

PV 表示器②SV 表示器③MEMO/STEP表示器

キー，コネクタ⑤アップキー⑥ダウンキー⑦モードキー⑧OUT/OFF キー⑨

コンソール用
コネクタ④①②表示器①②③⑤⑧⑤⑧⑥⑦⑥⑦

現在値(PV)および設定モード時設定キャラクタを表示します。
目標値(SV)および設定モード時設定値を表示します。モニタモード時，出力操作量(MV)，残時間(プログラム制御)，ステップ番号(プログラム制御)(*)または設定値メモリ番号(定値制御)(*)を表示します。
(*): BCS2 のみ表示します。
設定値メモリ番号またはステップ番号(プログラム制御)を表示します。(BCR2, BCD2)

動作表示灯
④O1O2
EV1EV2
AT
R/L
T/R
MEMOSTEP

制御出力 OUT1 が ON 時点灯します。
直流電流出力の場合，125 ms 周期で出力操作量(MV)に対応して点滅します。
制御出力 OUT2(オプション: EV2, DS, DA, EV2+D□)が ON 時点灯します。
直流電流出力の場合，125 ms 周期で出力操作量(MV)に対応して点滅します。
イベント出力 1 が ON 時点灯します。
イベント出力 2(オプション: EV2, EV2+D□)が ON 時点灯します。
AT またはオートリセット実行中点滅します。
リモート動作(オプション: EIT)時点灯します。
シリアル通信(オプション: C5W, C5)時 TX(送信)出力時点灯します。
設定値メモリ番号表示時点灯します。(BCR2, BCD2)
ステップ番号(プログラム制御)表示時点灯します。(BCR2, BCD2)

設定値の数値が増加します。プログラム制御実行中，1 秒間押すとアドバンス機能が働きます。
設定値の数値が減少します。
設定モードの切り替えおよび設定値の登録を行います。運転モード中，3 秒間押し続けるとモニタモードに移行します。
1 秒間押し続けると，OUT/OFF キー機能選択の選択内容により，次のように動作します。
・制御出力 OFF 機能: 制御出力の ON/OFF を行います。
・自動/手動制御機能: 自動制御/手動制御の切り替えを行います。
・プログラム制御機能: プログラム制御の開始/停止の切り替えを行います。
別売りのツールケーブル(CMD-001)を接続するコネクタです。コネクタは BCS2, BCR2, BCD2 のケース上部にあります。コンソールソフト(SWC-BCx01M)を使用して外部コンピュータより SV，PID，各種設定値の読み取りおよび設定，PV，動作状態の読み取り，機能変更を行います。

端子配列
BCS2

BCR2, BCD2POWER
SUPPLY

注 意EV1
EV2O2P24O1
TC
RTD
DCCT1
CT2
RS-485EVENT
INPUT

配線作業時や配線後，端子部を基点としてリード線を引っ張ったり曲げたりしないでください。
動作不良などの原因となる可能性があります。

EXT CONT
TRANSMITOUTPUT

電源電圧 100～240 V AC または 24V AC/DC(24 V AC/DC で DC の場合，極性を間違わないようにしてください。)
イベント出力 EV1
イベント出力 EV2(オプション: EV2, EV2+D□)
制御出力 OUT2(オプション: EV2, DS, DA, EV2+D□)
24 V DC 絶縁電圧(オプション: P24)
制御出力 OUT1
熱電対入力
測温抵抗体入力
直流電圧・直流電流入力
CT 入力 1(オプション: C5W, EIW, W)
CT 入力 2(オプション: C5W, EIW, W)
シリアル通信 RS-485(オプション: C5W, C5)
イベント入力 DI1(オプション: C5W, EIW, EIT, EI)(C5W は，BCR2, BCD2 のみ)
イベント入力 DI2(オプション: C5W, EIW, EIT, EI)(C5W, EIT は，BCR2, BCD2 のみ)
外部設定入力(オプション: EIT)
伝送出力(オプション: EIT)

●設定(選択)項目について

キー操作フローチャート
電源 ON++ + (3 秒)

電源 OFF 時の状態で復帰します。

(データクリア中止)を選択した場合， を押すと PV/SV(データクリア実行)を選択した場合，表示に戻ります。
データクリア後，自動的に PV/SV 表示に戻ります。

データクリア
実行/中止選択の設定項目は，オプションが付加されていない場合，表示しません。
(*1): OUT/OFF キー機能選択でプログラム制御機能を選択した場合，スタンバイ(プログラム制御実行待ち)になります。
(*2): OUT/OFF キー機能選択でプログラム制御機能を選択した場合，表示しません。
(*3): オプションが付加されていない場合またはイベント入力 DI1/DI2 割付選択で設定値メモリ機能以外を選択した場合，SV2～SV4 設定項目は表示しません。OUT/OFF キー機能選択でプログラム制御機能以外を選択した場合，SV2～SV9，ステップ 1～9 の時間およびステップ 1～9 のウエイ
ト設定項目は表示しません。
(*4): プログラム制御でスタンバイの場合，モニタモードに移行できません。
(*5): OUT/OFF キー機能選択でプログラム制御機能以外を選択した場合，表示しません。

キーを約 1 秒間押し続けると，OUT/OFF キー機能選択の選択内容により，以下のように状態が異なります。

運転モード
PV/SV 表示

(1 秒)
(*1)

●キー操作について
左側上段は PV 表示器で設定キャラクタ，左側下段は SV 表示器で工場出荷初期値を表しています。
右側は設定(選択)項目名を表しています。

入力種類選択プログラム制御機能を選択した場合プログラム制御
実行

制御出力 OFF 機能を選択した場合
制御出力 OFF

自動/手動制御機能を選択した場合
手動制御(MV が点滅します)+ (3 秒)++

初期設定モード
入力種類選択

主設定モード副設定モード

イベント入力DI2 割付選択

SV1 設定AT/オートリセット
実行/解除選択OUT2 ON/OFF
動作すきま設定

スケーリング
上限設定

外部設定入力上限設定

ステップ 1
時間設定

OUT1 比例帯
設定

OUT2 上限設定

スケーリング
下限設定

外部設定入力下限設定

ステップ 1
ウエイト設定積分時間設定小数点位置選択

伝送出力選択SV2 設定微分時間設定・ + + + (3 秒):， ， ， の順に約 3 秒間押し続けることを表しています。
・ + (3 秒):
を押しながら， を約 3 秒間押し続けることを表しています。
を押しながら， を押すことを表しています。
・ + :を押しながら， を約 3 秒間押し続けることを表しています。。
・ + (3 秒):
・ + + (5 秒):+ ， の順に約 5 秒間押し続けることを表しています。
・各設定(選択)項目の設定(選択)は， ， キーで行い， キーで登録します。
・:
キーを押すと，矢印の項目に移行します。 キーを押すと，矢印と反対の項目に移行します。
・各設定(選択)項目において， キーを約 3 秒間押し続けると，運転モードに戻ります。
・各設定(選択)項目において， キーを約 3 秒間押し続けると，運転モードに戻ります。
OUT/OFF キー機能選択で制御出力 OFF 機能を選択した場合，制御出力 OFF 状態になります。
自動/手動制御機能を選択した場合，手動制御状態になります。
プログラム制御機能を選択した場合，プログラム制御実行またはスタンバイ状態になります。

(3 秒)

+

エンジニアリングモード 1
設定値ロック選択

SV 上昇率設定

イベント入力DI1 割付選択

リモート/ローカル切替選択

SV 下降率設定

比例ゲイン 2 自由度係数設定(α)

OUT2 下限設定

イベント入力DI2 割付選択

外部設定入力上限
設定

制御出力 OFF 時
表示選択

積分 2 自由度係数
設定(β)

オーバラップ/デッドバンド設定

イベント出力EV1 割付選択

外部設定入力下限
設定

AT バイアス設定(*6)

正/逆動作選択

イベント出力EV2 割付選択

リモートバイアス
設定

AT ゲイン設定(*6)

運転モードに戻る

伝送出力上限設定

ステップ 2～9 の設定
項目を表示します。
(*3)

ARW 設定(*6)

イベント出力EV2 割付選択

伝送出力下限設定

ステップ 9ウエイト設定

手動リセット設定

EV1 警報
動作点設定

センサ補正係数設定

伝送出力選択(*6)

入力異常時
出力状態選択OUT1 比例周期
設定

EV1 上限警報
動作点設定

センサ補正設定

伝送出力上限設定

OUT/OFF キー
機能選択

OUT1 ON/OFF
動作すきま設定

EV2 警報
動作点設定

PV フィルタ
時定数設定

伝送出力下限設定

自動/手動制御復帰
選択

OUT1 上限設定

EV2 上限警報
動作点設定

通信プロトコル選択

ステップ時間単位選択

表示時間設定操作量(MV)表示[操作量] (小数点が点滅します)

OUT1 下限設定

ヒータ断線警報
1 設定

機器番号設定停電復帰動作選択

OUT1 操作量
プリセット値設定

残時間表示

OUT1 変化率
リミット設定ヒータ断線警報
2 設定

通信速度選択運転開始温度設定

OUT2 操作量
プリセット値設定

実行中ステップ[ステップ番号] 番号表示(BCS2) (*5)

OUT2 動作選択

ループ異常警報
時間設定

データビット/
パリティ選択プログラム制御
スタート方式選択

調節計/簡易変換器
機能選択

設定値番号表示[メモリ番号] (BCS2)(*2)

OUT2 比例帯設定

ループ異常警報
動作幅設定

ストップビット選択

リピート回数設定

Err 表示機能
有効/無効選択OUT2 比例周期
設定

応答時間遅延設定

運転モードに戻る

SV 上昇率/下降率
スタート方式選択

SV1 設定ヒータ断線警報
2 設定

SV2 設定ループ異常警報
時間設定

SV3 設定ループ異常警報
動作幅設定

SV4 設定(*2)(*2)(3 秒)(*4)
(*2)

(*2)

イベント入力DI1 割付選択(*6)

イベント出力EV1 割付選択(*6)

EV1 警報 0 設定
有効/無効選択

TS1 出力ステップ
番号設定

EV1 警報
動作点設定

TS1OFF 時間設定

EV1 上限警報動作点設定

TS1ON 時間設定

EV1 警報動作
すきま設定

イベント出力 EV1 割付選択の次の設定(選択)項目に移行します。

EV1 警報動作
遅延タイマ設定
EV1 警報動作
励磁/非励磁選択
イベント出力 EV1 割付選択の次の設定(選択)項目に移行します。

モニタモード[残時間]

運転モードに戻る(*6)
イベント出力 EV1/EV2 割付選択で警報動作(～)またはタイムシグナ
ル出力()を選択した場合， キーを押すと，下記の設定(選択)項目を表示します。
イベント出力 EV1 割付選択でイベント出力 EV1 割付選択で警報動作を選択した場合タイムシグナル出力を選択した場合

イベント出力[選択番号] EV1 割付選択

運転モードに戻る

イベント出力 EV2 割付選択で警報動作またはタイムシグナル出力を選択した場合，EV1，TS1 をそれぞれ EV2，TS2 に置き換えてご覧ください。

エンジニアリングモード 2制御方式選択

SVTC バイアス
設定

イベント出力EV1 割付選択

ヒータ断線警報
1 設定+ (5 秒)

入力種類選択K -200～1370
K -200.0～400.0
J -200～1000
R 0～1760
S 0～1760
B 0～1820
E -200～800
T -200.0～400.0
N -200～1300
PL- 0～1390
C(W/Re5-26) 0～2315
Pt100 -200.0～850.0
JPt100 -200.0～500.0
Pt100 -200～850
JPt100 -200～500
K -328～2498
K -328.0～752.0
J -328～1832
R 32～3200
S 32～3200
B 32～3308(*5)

E -328～1472
T -328.0～752.0
N -328～2372
PL- 32～2534
C(W/Re5-26) 32～4199
Pt100 -328.0～1562.0
JPt100 -328.0～932.0
Pt100 -328～1562
JPt100 -328～932
4～20 mA -2000～10000
0～20 mA -2000～10000
0～1 V -2000～10000
0～5 V -2000～10000
1～5 V -2000～10000
0～10 V -2000～10000
小数点位置選択
小数点無し
小数点以下 1 桁
小数点以下 2 桁
小数点以下 3 桁
イベント出力 EV1/EV2 割付選択
動作無し

運転モードに戻る

上限警報
下限警報
上下限警報
上下限個別警報
上下限範囲警報
上下限範囲個別警報
絶対値上限警報
絶対値下限警報
待機付き上限警報
待機付き下限警報
待機付き上下限警報
待機付き上下限個別警報
ヒータ断線警報出力
ループ異常警報出力
タイムシグナル出力
AT 中出力パターンエンド出力
通信コマンドによる出力
加熱冷却制御リレー接点
出力(EV2 のみ選択可能)
EV1/EV2 警報 0 設定有効/無効選択
無効有効EV1/EV2 警報動作励磁/非励磁選択
励磁
非励磁
イベント入力 DI1/DI2 割付選択
動作無し
設定値メモリ機能
制御動作 ON/OFF 切替
正/逆動作切替
プリセット出力機能 1
ON/OFF 切替
プリセット出力機能 2
ON/OFF 切替
自動/手動制御切替
リモート/ローカル切替
プログラム制御
実行/停止切替
プログラム制御
ホールド/解除切替
プログラム制御
アドバンス機能
積分動作ホールド機能

伝送出力選択
PV 伝送
SV 伝送
MV 伝送
DV 伝送
AT/オートリセット実行/解除選択
AT/オートリセット解除
AT 実行
立ち上げ AT 実行
オートリセット実行
OUT2 動作選択
空冷
油冷
水冷
正/逆動作選択
逆動作
正動作
設定値ロック選択
ロック解除
ロック 1
ロック 2
ロック 3

運転モードに戻る

ロック 4
ストップビット選択
ロック 5
ストップビット 1
通信プロトコル選択
ストップビット 2
神港標準
リモート/ローカル切替選択
Modbus ASCII
ローカルModbus RTU
リモート
神港標準(JC コマンド割付) ステップ時間単位選択
時:分Modbus ASCII(JC コマンド割付)
分:秒
停電復帰動作選択
Modbus RTU(JC コマンド割付)
停電復帰後停止
通信速度選択停電復帰後継続
9600 bps
停電復帰後一時停止
19200 bps
プログラム制御スタート方式選択
38400 bps
PV スタート
データビット/パリティ選択
PVR スタート
8 ビット/無し
SV スタート
7 ビット/無し
SV 上昇率/下降率スタート方式選択
8 ビット/偶数
SV スタート
7 ビット/偶数
PV スタート
8 ビット/奇数
制御出力 OFF 時表示選択
7 ビット/奇数
OFF 表示無表示
PV 表示
PV 表示警報出力有効
入力異常時出力状態選択
出力 OFF
出力 ON
OUT/OFF キー機能選択
制御出力 OFF 機能
自動/手動制御機能
プログラム制御機能
自動/手動制御復帰選択
自動制御
手動制御
調節計/簡易変換器機能選択
調節計
簡易変換器
Err 表示機能有効/無効選択
無効有効制御方式選択
PID 制御方式
2 自由度 PID 制御方式