303AABZX00082000
的骨盤マッサージャー T21

M- 0 03

もくじ■ 安全上のご注意 ･･･････････････････1 ～ 3■ 使用目的または効果 ･･･････････････････ 3■ 各部のなまえとはたらき ･･･････････････ 4■ ご使用の前に ･････････････････････････ 5■ 使い方 ･･･････････････････････････5 ～ 7■ お手入れ ･････････････････････････････ 8■ 保管について ･････････････････････････ 8■ 故障かなと思ったら ･･･････････････････ 9■ 愛情点検について ･････････････････････ 9■ 仕様 ････････････････････････････････10■ 保証とアフターサービス ･･････････････10■ 保証書 ･･･････････････････････････裏表紙● このたびは当社の骨盤マッサージャーをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
● ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
● ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

● お読みになった後は、いつでも見ることのできるところに必ず保管してください。

● 包装に使用しているダンボールなどは、分別のうえリサイクルにご協力お願いします。

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
●危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」・「注意」の 2 つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。

誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性および※物的損害の発生が想定される内容を示しています。

※物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

上 図の記号は 警告・注意 を示します。
具体的な注意内容は の中の絵や記号近くに文章で示します。

上図の記号は禁止を示します。
具体的な禁止内容は の中の絵や記号近くに文章で示します。

上図の記号は 強制・指示 を示します。
具体的な指示内容は●の中の絵や記号近くに文章で示します。

万一、異常や故障が発生したときはすぐに使用をやめてください
そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。
またお客様による分解・修理は絶対にお止めください。

●煙が出ている、変なにおいや音がする（異常状態）●本製品の内部に水や異物などが入った●ACアダプター・DCコードが損傷または断線した●落としたり、本製品を破損した
必ず守る①使用中の場合はすぐに操作部の｢急停止｣ボタンを押して使用をやめる②ACアダプターをコンセントから抜く③勝手に修理などせず、お買い上げ販売店に修理を依頼する

1

座面や底面に異物などがないか、またはペットがいないか確認する。

次の人は使用しない。
●医師からマッサージを禁じられている人

確認しないと、事故やけがの原因になります。

例：血栓[塞（そく）栓]症･重度の動脈瘤（りゅう）･急性静脈瘤（りゅう）･各種皮膚炎および皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など

ヒーターを使用するときは、同じ部位に長時間触れないようにする。
また熱に敏感でない人はやけどのおそれがあるので、十分注意して使用する。

症状を悪化させるおそれがあります。

禁止

自分で意思表示ができない人や、身体の不自由な人には使用させない。

低温やけどのおそれがあります。

背中・腰以外の目的で使用しない。
（とくに頭や首には使用しない）
本体の上に立ったり、裏返して乗らない。

事故やけがのおそれがあります。

幼児や子供に使用させたり、本体の上や、まわりで遊ばせない。

事故やけが、故障の原因になります。

付属の AC アダプター以外は使用しない。

けがや故障のおそれがあります。

感電・ショート・発火の原因になります。

医師の治療を受けているときや、下記の人は必ず医師と相談のうえ使用する。

他製品に付属の AC アダプターを使用しない。
AC アダプターの故障につながります。
また感電・ショート・●ペースメーカなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植発火の原因になります。

込型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人●心臓に障害のある人 ●温度感覚喪失が認められる人 ●妊娠中の人、または出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢（しょう）循環障害からくる知覚障害のある人 ●施療部位に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以禁止

上（有熱期）の人【例：急性炎症症状（けん怠感、悪寒、血圧変動など）の強いときや、衰弱しているとき】 ●骨粗しょう症、せきつい骨折、捻挫（ねんざ）、肉離れなど急性疼（とう）痛性疾患の人 ●背骨（脊椎）に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人 ●低温やけどをしたことのある人 ●腱鞘（けんしょう）炎の人 ●上記以外に身体に特に異常を感じている人
事故や体調不良をおこすおそれがあります。

使用中に身体に異常があらわれたり感じたとき、
ま直ち
必ず守る たは使用しても効果があらわれない場合は、に使用を中止し、医師または専門家に相談する。
そのまま使い続けると、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

動かない場合や、異常を感じたときはすぐに使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜いてお買い上げ販売店に修理を依頼する。
そのまま使用すると火災や感電の原因になります。

AC アダプターや DC プラグは容易に着脱しないように正しく確実に接続する。
また、たこ足配線はしない。
AC アダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。

AC アダプターの取り扱いについては下記の項目に注意する。

●傷つけたり、破損させたりしない ●加工しない ●無理に曲げたり、引っ張らない ●ねじらない ●使用時には束ねな
い ●重いものを載せない ●挟みこんだりしない ●本体に巻きつけない ●足を引っ掛けない
電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。

製品を布団やこたつの中に入れて使用しない。
また可燃物やストーブなど火気の近く、ホットカーペットなど暖房器具の上では使用しない。

内部の温度が高くなり、火災や事故、故障の原因になります。

本体カバーを外した状態で使用しない。
事故やけが、低温やけどの原因になります。

絶対に分解・改造・修理をしない。
感電や故障の原因になります。
また発火や異常発熱による分解禁止 けがのおそれがあります。

ご使用の前に、必ず本体布カバーが外れていないか、破れていないか確認する。
ぬれた手で AC アダプターを抜き差ししない。
（どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、ぬれ手禁止 感電のおそれがあります。
ACアダプターを抜き、勝手に修理などせず修理業
本製品に水や他の液体をかけたり、浸したりしない。
者に修理を依頼する）
事故やけが、低温やけどの原因になります。

電源は交流（AC）100Vを使用する。
守らないと、火災やショートの原因になります。

水濡れ禁止 感電や故障の原因になります。

お風呂場などの水のかかりやすい場所や湿気の多い場所での使用・保管はしない。

水場禁止 感電や故障の原因になります。

2

使用しないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く。
使用時間は 1 回 15 分以内にする。
また同一箇所ホコリなどがたまって湿気で絶縁劣化状態になり、漏電火への連続使用はしない。
電源プラグ
筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、事故やけがまを抜く

たは体調不良をおこすおそれがあります。
また低温やけど災の原因になります。

他の治療器との併用はしない。
また一人用機器のため複数の人が同時に使用しない。のおそれがあります。

ご使用の前に必ず、操作ボタン、タイマーなどが正常に作動するか確認する。

事故や体調不良をおこすおそれがあります。

確認しないと、事故やけがの原因になります。

本製品は一般家庭用なので、業務用として使用しない。

本製品は突起物のない平らで滑りにくい場所で使用する。

睡眠薬を服用した人および飲酒後は使用しない。
また眠りながら使用しない。

不安定な場所で使用すると、事故やけが、故障の原因にけがや低温やけどをおこすおそれがあります。

なります。

本体や操作部に重いものを載せたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない。

AC アダプターをコンセントから抜くときは、コード必ず守る部を持たずに、必ず先端の AC アダプター本体を持って引き抜く。

火災・感電・故障の原因になります。
また誤作動の原因になります。

守らないとコード部が破損・断線し、火災や感電の原因になります。

禁止

AC アダプターのホコリなどは定期的にとる。
ホコリなどがたまると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。定期的に AC アダプターをコンセントからエアバッグやバイブに故意に力を加えて無理やり止めない。
本体の底面やすき間などに手や足を入れない。
事故やけが、故障の原因になります。

直射日光の当たるところでの使用・保管はしない。

抜き、乾いた布で拭いてください。

しばらく使用しなかったときは、本製品が正常にかつ安全に作動することを確認してから使用する。

変形・変色・変質のおそれがあります。

操作ボタンを２つ以上同時に押さない。

確認をしないと、事故やけがのおそれがあります。

故障の原因になります。

停電のときは直ちに ACアダプターをコンセントから抜く。

施療部位に装飾品をつけて使用しない。

停電復帰時に事故やけがのおそれがあります。
電源プラグ必ずACアダプターをコンセントから抜く。
を抜く お手入れの際は、守らないと、感電やけがのおそれがあります。

けがや故障の原因になります。

移動するときは、引きずらない。
床や畳を傷つけるおそれがあります。

使用目的または効果
あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
●疲労回復●血行をよくする●筋肉の疲れをとる●神経痛、筋肉痛の痛みの緩解
ご注意

3

効果は個人により差があります。

●筋肉のコリをほぐすバイブレーター

背中エアバッグ

ヒーター
骨盤エアバッグ

背面
リモコン座面座面エアバッグ
DC コード（ACアダプター 型式：IVP1200-3000P）

AC アダプター本体
電源プラグ

リモコンポケット

電源コード DC プラグ

付属の ACアダプター以外は使用しないでください。

■製品に表示されているシンボルについて直流マーク

操作部

コースボタン
3 つのコースを選択できます。
約 15 分で自動的に終了します。

オプションボタン
コースを動作中にヒーター・バイブのON／OFFを選択できます。
※詳しい動作については6ページを参照
してください。

強さボタン
エアマッサージ の強さを調節できます。
「弱」「中」「強」の 3 段階で切り替えられ、急停止ボタン全ての動作が停止します。

コースを選択すると、初めは「弱」のランプが点灯します。

4

1 マットなどを敷いて本体を設置する●本体を安定した場所に置いてください。
●テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離してください。
また同じコンセントを使用しないでください。AV機器に雑音が入ることがあります。
●マットは敷くことをお勧めします。製品や床面を傷つけたり、跡が残ったりするのを防ぎます。また使用中の動作音を和らげます。

底面が丸いため、背面にもたれかからない。
後に倒れて頭を打つなど、思わぬ事故やけがの原因になります。

マット

2 本体カバーが破れたり、外れたりしていないか確認する
どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、AC アダプターを抜き、修理を依頼する。
事故やけが、低温やけどの原因になります。

3 AC アダプターの DC プラグを本体と接続してから、コンセントに差し込む●図のように置いた時、本体右側側面の後方にACアダプターのDCプラグがあります。

コンセント

ACアダプター

DCジャックDCプラグ

1 座面に深く座り、背筋をのばす

まっすぐ前を見る●まっすぐ前を見て、座面に深く座り、背筋を伸ばしてください。

椅子に座って使用しない。
事故やけが、故障の原因になります。

アルコールで手を消毒してすぐ本体を触らない。
本体布カバーが変形・変色・変質のおそれがあります。

5

座面に深く座って背筋をのばす

2 「コース」ボタンを押し、マッサージを開始する●コースボタンを押すと、ひきしめランプが点灯し、マッサージが開始します。
●コースボタンを押すたびにコースが切り替わります。
●約 15 分で自動的にマッサージが終了します。

3 「オプション」ボタンを押し、ヒーターまたはバイブをお好みで使用する●コースボタンを押すと、最初はヒーター／バイブの両方が ON になります。
オプションボタンを押すたびに「ヒーターのみ」「バイブのみ」「どちらも OFF」が選択できます。
※オプションの単独動作はできません。
●使用中、コースを切り替えると、ヒーター・バイブの設定がリセットされ、両方が ON の状態に戻ります。
●マッサージが終了するとともに、終了します。

ヒーター：ON
バイブ ：ON

ヒーター：ON
バイブ ：OFF

ヒーター：OFF
バイブ ：ON

ヒーター：OFF
バイブ ：OFF

低温やけどに注意する。
比較的低い温度（40℃以上）でも、発熱体を同じ場所に長時間当てていると、やけどをする場合があります。
（紅斑や水泡などの症状あり）
自覚症状がない場合もありますので十分注意してください。

4 「強さ」ボタンを押して、エアマッサージの強さを調節する●強さボタンを押すたびに「弱」・「中」・「強」が切り替わり、ランプで表示します。
●使用中、コースを切り替えると、エアマッサージの強さ設定がリセットされ、「弱」に戻ります。

使い始めは「弱」から使用してください。

6■コース仕様
開始

5分

コース時間

10分

15分

10分

15分

15 分

開始

5分

コースを切り替えた場合
例：ひきしめ⇒もみほぐし

ひきしめ

もみほぐし

ひきしめ

エアバッグによるゆったりとした給排気動作を中心に、骨盤回りの筋肉をじっくりマッサージします。

もみほぐしリズミカルに給排気を繰り返すエアバッグの動作を中心に、筋肉をしっかりマッサージします。

体幹
ストレッチ

左右にひねるような動作を中心に、骨盤回りの筋肉を整えながらマッサージします。

マッサージやヒーターによる温めを途中でやめるには身体に異常を感じたり、非常事態が起こった場合は急停止ボタンを押してください。
すべての動作が停止します。AC アダプターをコンセントから抜いてください。

必ず守る

本製品の使用時間は 1 回 15 分以内にする。
また同一箇所への連続使用はしない。
続けて使用する場合は、30 分以上あけて使用する。
筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、事故やけがまたは体調不良をおこすおそれがあります。

5 コースが終了したら、AC アダプターをコンセントから抜き、DC プラグを抜く

コンセント

ACアダプター

DCジャックDCプラグ

7●次回使用時に支障がないように、お手入れを行ってください。

本体部
乾いたやわらかい布で拭いてください。
汚れのひどいときは、水または薄めた中性洗剤を染み込ませてよくしぼった布で拭き取り、やわらかい布でからぶきしてください。

操作部
乾いたやわらかい布で拭いてください。

ぬれた手で AC アダプターを抜き差ししない。
ぬれ手禁止

感電のおそれがあります。

絶対に分解・改造・修理をしない。
分解禁止

お手入れの際は、必ず AC アダプターをコンセントから抜く。

電源プラグを守らないと、感電やけがのおそれがあります。
抜く

感電や故障の原因になります。また発火や異常発熱によるけがのおそれがあります。

禁止

お手入れにはベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などは使用しない。
変形・変色・変質のおそれがあります。

使用しない場合は、次回使用時に支障がないように「お手入れ」に従って清掃し、本製品に布などをかけてホコリなどがつかないようにしてください。
また直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。
●コンセントから AC アダプターを抜いて、コードに傷がつかないように保管してください。
●使用後は汚れやホコリを、乾いたやわらかい布などできれいに拭き取ってから保管してください。
●AC アダプターの電源コードはねじれをほどいて保管してください。

8

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめになり、それでも調子が悪いときは直ちに使用を中止し、お買い上げ販売店またはお客様相談窓口にお問い合わせください。

コースボタンを押してもランプが点灯しない●AC アダプターと DC プラグが抜けていませんか？
P5 を参照しながら正しく接続してください。

使用中に停止し、すべてのランプが消灯している●タイマー機能が働き、約 15 分で自動停止します。1 日２回を目安に、連続使用は避けてご使用下さい。

オプションボタンを押してもランプが点灯しない●ヒーター・バイブのみの動作はできません。
必ずコースボタンを押してから、オプションボタンを押してください。
（6 ページ参照）

ヒーターがあまり温かくならない●温かさの感覚はヒーターへの接触具合、室温、衣服などによって異なります。あらかじめご了承ください。

動作中の音が気になる
例：ポコ、ウィーン、ウォーン、シュー、スー・・・

すべてのランプが全点滅する●構造上やむを得ず発生するもので機能などに影響はありません。

●本体に異常があります。
ただちに「急停止」ボタンを押して、ランプを消灯し、AC アダプ
ターをコンセントから抜いて修理を依頼してください。

点検後も異常があるただちに使用中止

お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください

長年ご使用の「骨盤マッサージャー 」の点検を！
しばらく使用していなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。
●ACアダプターや電源コードが異常に熱い

このような症状のときは、故障●電源コードに深い傷や変形があるや事故防止のため、「急停止」

こんな症状は ●焦げ臭いにおいがするありませんか ●操作中に異常な音や振動がする●スイッチを入れても時々動作しないことがある●その他異常や故障がある

使用 ボタン押して動作を停止し、中止 ら抜き、必ずお買い上げ販売

AC アダプターをコンセントか店に点検・修理をご相談ください。

地球環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体のルールに従ってください。

9中国製
販 売名

骨盤マッサー ジャー T 21

品番M -00 3類 別／ 一 般 的 名 称

機械器具 77 バイ ブレー ター ／家庭用電気マッサー ジ器

医 療機 器 認 証 番 号

30 3AABZ X0 008 20 00

電 気定 格AC 10 0V 50 / 6 0Hz消 費電 力40 W（電熱装置9 Wを含む）

本 体定 格 電 圧

DC 12V

本 体消 費 電 力30 W

定 格時 間15 分

オートタ イマー

約1 5分

エア マッ サ ージ 空 気圧

10 0kPa 以下寸法

幅4 75 × 奥行き4 60 × 高さ35 5ｍｍ

質量約3 .5kg

専 用 A C アダ プ ター

型式：IV P1 200 - 3000 P

AC ア ダ プ タ ーコ ー ド長さ

約1 .8ｍ
本 体：PP樹脂

材質

張地：ポリエス テル／もみ布：ポリエス テル、ポリウレタン
株式会社フジ医療器

販 売元

大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1 - 22 大江ビ ル 14 階
株式会社 惣田製作所

製 造販 売 元

滋賀県彦根市鳥居本町4 92

9 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止してください。リモコンの「急停止」ボタンを押して動作を停止し、コンセントから AC アダプターを抜いたうえで、ご購入先にご連絡ください。

102021 年 1 2 月（第 1 版）