日本放射線技術学会雑誌698

平成19年度後期国際研究集会派遣会員報告書
派遣員

室賀浩二

長野赤十字病院中央放射線部

派遣国際研究集会：The 93rd Scientific Assembly and Annual Meeting of theRadiological Society of North America
開催場所：McCormick Place, Chicago, lllinois, U.S.A.
開催期間：November 25-30, 2007

Display Parameters for CT Images: Optimizing the Contrast Medium Volume andExposure DoseKouji Muroga and Atsushi Hatcho
Central Radiology Department, Nagano Red Cross Hospital
PURPOSE/AIM:
To investigate differences in contrast, image noise, and contrast-noise ratio（CNR）in CT images depending on the displayparameters（WL, WW）and to identify the image display parameters providing the optimal contrast effect, contrast medium
volume, and exposure dose.
CONTENT ORGANIZATION:At RSNA 2005, we reported on differences in the contrast effect and contrast medium volume depending on the CT systemand tube voltage. In the present study, the differences in contrast, image noise, and CNR in CT images depending on the display
parameters were investigated, and the resulting differences in contrast effect, contrast medium volume, and exposure dose wereassessed.
SUMMARY:
Differences in contrast, image noise, and CNR were observed in CT images depending on the display parameters（WL,WW）, resulting in variation in the contrast effect, contrast medium volume, and exposure dose. Therefore, by evaluating differences in contrast, image noise, and CNR depending on the display parameters, we were able to identify the display parametersproviding the optimal contrast effect, contrast medium volume, and exposure dose.

はじめにits，infoRad Exhibits， 機 器 展 示 で あ るTechnical

平成19年11月25日〜30日までアメリカ合衆国・シカ

Exhibitionを見て回った．発表の抄録は，1 カ月ほど

ゴ で 開 催 さ れ た， 第93回 北 米 放 射 線 学 会

前からインターネット上で掲示されており，RSNAに（RSNA2007）に，平成19年度後期国際研究集会派遣

参加する前から，興味を持った演題発表を調べ，実会 員として参 加させていただいたので報 告する．

際の発表を見たり，聞いたりした．今回は，Refresher

2005年に初めて演題がacceptされ，2 回目のRSNAのCourseにおいてCT分野のコースを登録したが，分か参加となり，前回同様にEducation Exhibitsのポスターりやすいスライドを用いて基本的な教育講演であるた展示発表を行った．

め，比較的聞き取りやすい内容だった．
また，RSNAの会場と私の宿泊したホテルとの間は学会紹介
RSNAは，Refresher Course（教 育コース），Scientific Paper Sessions（学術研究発表），Scientific Poster

学 会 専 用のシャトル バ スが20分 から30分 間ごとに走っていて，参加者は無料で乗ることができ，とても便利であった．

Sessions，Education Exhibits（教 育 展 示）
，infoRadExhibits，Technical Exhibition（技術展示）とさまざま発表内容な部門に分かれていて，Scientific Presentation（paper

私 は，「Display Parameters for CT Images：Opti-or poster）
は6704，Education Exhibitsは3551の演題数

mizing the Contrast Medium Volume and Exposureがありました．

Dose」（CT画像表示条件：造影剤使用量および線量の私はEducation Exhibitsのポスター展示発表を行った

適 正化）という演題名で，Education Exhibitsのポスが，前日の23時までにポスターを貼る必要があるた

ター展示発表を行った．その内容はCT検査においてめ，前日にシカゴに到着し，会場に行きポスターを造影剤使用量および線量を適正化するうえで，CT画貼った．学会が始まると，事前登録した教育講演であ像における画像表示条件であるWindow Level（WL）

るRefresher Course，Scientific Paper Sessions，Scien-およびWindow Width（WW）について検討するという

tific Poster Sessionsを聞き，その間にEducation Exhib-ものである．
第 65 卷第5号

平成19年度後期国際研究集会派遣会員報告書（飯森・他）

699

X線CTは，物質を透過したX線強度を投影データとして画像再構成され，1 ピクセルごと，物質のX線吸収の程度を表すCT値を持つ．しかし，1 ピクセルごとのCT値は視覚的に観察されない．画像表示条件
であるWL・WWにより，目的のCT値の範囲のみ表示された 8〜10bit，256〜1024階調のグレイスケール画像として観察される．そのため，画像表示条件によりCT値に対するGray Levelが変化し，グレイスケール画像において視覚的に異なる．このことから，画質を最 適 化 す るうえ でCT値 は 絶 対 値 となら ず，GrayLevelの違いを考えなければならない．画像表示条件
において，WLはグレイスケールの中央値のCT値を決定するため，CT値に対するGray Levelは相対的に変化するだけで，1 階調分のCT値は変化しない．これ

photo

ポスター展示前にてに対して，WWはグレイスケールに対するCT値の範囲を決定し，1 階調分のCT値が変化するため，CT値に対するGray Levelは変化する．このことから，画像要があると考える．

表示条件でも，WWによる違いについて検討する必以上のことから，造影効果・造影剤使用量，およ要がある．そこで今回，コントラスト・画像ノイズ・び線量を適正化するためには，最初に検査目的およContrast-Noise Ratio（CNR）
において，WWによるCTび部位に応じてWWを適正化しなければならない．

値に対するGray Levelの違いについて評価することにそのうえで，WWにより変化するCT値に対するGrayより，WWが造影効果・造影剤使用量，および線量Levelを一定にすることは，視覚的に一定なグレイスに与える影響について検討した．

ケール画像を得ることが可能となり，また造影効果・その結果，CT値のコントラスト・SD・CNRが一定

造影剤使用量，および線量を決定するためには必要の場合でも，WWによりCT値に対するGray Levelがである．Gray Levelを一定にするためには，WWあた変化するため，Gray Levelのコントラスト・SD・CNRりのCT値〔HU/WW〕を一定にしなければならない．こはWWにより違いを認めた．また，Gray Levelのコンのことにより，検査目的および部位で適正化されたトラストを一定にした場合，WWにより平衡相におけWWに応じて，CT画像の画質を最適化でき，造影効る肝臓の上昇CT値および造影剤使用量の違いを認

果・造影剤使用量および線量の適正化を図ることがめ，Gray LevelのSDを一定にした場合，WWによりできる．

mAsおよびCTDIの違いを認めた．このことから，実際に画像表示条件により観察されるグレイスケール

謝辞

画像では視覚的に異なり，CT値による評価では画質

今回，RSNAの参加に際して，平成19年度後期国の最適化を図ることができない．視覚的に一定なグレ際研究集会派遣会員に選出・承認していただき，まイスケール画像を得るためには，WWにより変化する

た助成していただいた日本放射線技術学会・小寺会

CT値に対するGray Levelを一定にすることが必要で長をはじめ理事の方々，学術交流委員および会員のあると考える．そのためには，WWあたりのCT値のコ皆様に厚くお礼申し上げます．また，参加に際しご支

ントラスト・SD・CNRとGray Levelのコントラスト・援いただいた長野赤十字病院中央放射線部の皆様にSD・CNRとの間に，それぞれ相関関係を認めたこと感謝いたします．

から，WWあたりのCT値〔HU/WW〕を一定にする必2009 年 5 月