ADS-��� システム概要

ADS-347 (USB3.0)

マイクロ X 線カメラ Kenvy�
特長• シンチレータ，リレーレンズシステム，sCMOS カメラによる高い変換効率を持つ 間接変換方式の X 線カメラシステム

鏡筒ユニットレンズ仕様

カメラ外観• 主にマイクロ X 線撮影や放射光 (Synchrotron radiaton)による X 線マイクロ CT に最適なカメラ

Dimensions in mm [inches]• 標準蛍光体 (CsI) の他、GAGG, LuAG, YAG などに交換可能

Third-angle projection

レンズ倍率

視野画素サイズ�� 倍

�.� mm 角

�.�� μm

�倍�� 倍

�.� mm 角

�.�� mm 角• 対物レンズを �, ��, �� 倍に交換可能

�.� μm• 圧電素子による精密なフォーカス調整�.��� μm

商品構成

• sCMOS カメラ• X 線顕微レンズ付き鏡筒ユニット
CsI シンチレータ仕様
サイズ
厚さ• ピエゾステージおよび制御コントローラ
�� × �� mm

カメラ仕様

� mm

※ 標準蛍光体 (CsI) の他、GAGG, LuAG, YAG などに交換可能

品名Zyla�.� Plus

有効画素数���� × ����センサータイプ

各蛍光体の特性は Optical Materials Express �� (�) (����) 参照下さい。

ピクセルサイズ

カメラ制御用 PC 最小スペック

最大量子効率
暗電流・CPU：�.�� GHz Quad Coreフルフェル・メモリー：� GB RAM

読出しノイズ ＊�

・ハードディスク：書き込み速度 最大 ��� MB/ 秒

Median [rms]・スロット：PCI Express x�

リニアリティ

・OS：Windows �� 対応

データレンジ

最大ダイナミックレンジ
ピクセルビニング
フレームレート【製造元】【お問い合せ先】※本カタログの製品の仕様等は、予告なく変更する事がございます。
[����]〒���-���� 東京都千代田区富士見�-�-�ステージビルディング��階TEL ��-����-���� https://www.ads-img.co.jp• CsI シンチレータ

sCMOS�.� μm
��% ＊�

�.�（e-/pixel/sec）＊���,��� e-�.�� [�.�] e-（@���MHz, Rolling Shutter）

�.�� [�.�] e-（@���MHz, Rolling Shutter）>��.�%

�� bit / �� bit
��,��� : �

ハードウェアビニング �×�，�×�，�×�，�×�
最大 �� fps（�� bit 使用時）＊�

インターフェース

USB �.�

使用温度範囲�℃～ ��℃

センサー温度

保管温度範囲重量

�℃（環境温度 ��℃まで）-��℃～ ��℃
約 � Kg*�. QE の値はセンサーメーカーから供給されたセンサー温度が ��℃の時の数値です。 *�. 暗電流は欠損画素を除いたエリアを平均化して計測されたものです。
*�. 読み出しノイズは欠損画素を除いたエリアで計測されました。これは読出しノイズと A/D ノイズで形成されます。 *�. �� bit 使用時は、最大 �� fps となります。

放射光を用いた画像データ
サンプル

Au メッシュ（���mesh/inch）

サンプル

Cu メッシュ (���� mesh/inch)

サンプル

トルコキキョウ種エネルギー

�� keVエネルギー

�.� keV

エネルギー

� keV

レンズ倍率
計測条件

�倍

� 秒露光

���� μm

レンズ倍率
計測条件

�倍

� 秒露光

レンズ倍率
計測条件

��� μm�倍� 秒露光 , ���� 投影

��� μm

サンプル

木材小片（樺）サンプル

微化石 ( 星の砂 )

エネルギー

� keV

エネルギー

準単色（中心 �� keV)

レンズ倍率
計測条件

�倍

�.� 秒露光 , ���� 投影

レンズ倍率

��� μm計測条件

�� 倍

�.� 秒露光 , ���� 投影

�.� ミクロンの構造を可視化���� μm【資料提供】九州シンクトロン光研究センター / 米山明男 博士

放射光を用いた画像データ
サンプル

Au メッシュ（���mesh/inch）

サンプル

Cu メッシュ (���� mesh/inch)

サンプル

トルコキキョウ種エネルギー

�� keVエネルギー

�.� keV

エネルギー

� keV

レンズ倍率
計測条件

�倍

� 秒露光

���� μm

レンズ倍率
計測条件

�倍

� 秒露光

レンズ倍率
計測条件

��� μm�倍� 秒露光 , ���� 投影

��� μm

サンプル

木材小片（樺）サンプル

微化石 ( 星の砂 )

エネルギー

� keV

エネルギー

準単色（中心 �� keV)

レンズ倍率
計測条件

�倍

�.� 秒露光 , ���� 投影

レンズ倍率

��� μm計測条件

�� 倍

�.� 秒露光 , ���� 投影

�.� ミクロンの構造を可視化���� μm【資料提供】九州シンクトロン光研究センター / 米山明男 博士

ADS-��� システム概要

ADS-347 (USB3.0)

マイクロ X 線カメラ Kenvy�
特長• シンチレータ，リレーレンズシステム，sCMOS カメラによる高い変換効率を持つ 間接変換方式の X 線カメラシステム鏡筒ユニットレンズ仕様

カメラ外観• 主にマイクロ X 線撮影や放射光 (Synchrotron radiaton)による X 線マイクロ CT に最適なカメラ

Dimensions in mm [inches]• 標準蛍光体 (CsI) の他、GAGG, LuAG, YAG などに交換可能

Third-angle projection

レンズ倍率

視野画素サイズ�� 倍

�.� mm 角

�.�� μm

�倍�� 倍

�.� mm 角

�.�� mm 角• 対物レンズを �, ��, �� 倍に交換可能

�.� μm• 圧電素子による精密なフォーカス調整�.��� μm

商品構成

• sCMOS カメラ• X 線顕微レンズ付き鏡筒ユニット
CsI シンチレータ仕様
サイズ
厚さ• ピエゾステージおよび制御コントローラ
�� × �� mm

カメラ仕様

� mm

※ 標準蛍光体 (CsI) の他、GAGG, LuAG, YAG などに交換可能

品名Zyla�.� Plus

有効画素数���� × ����センサータイプ

各蛍光体の特性は Optical Materials Express �� (�) (����) 参照下さい。

ピクセルサイズ

カメラ制御用 PC 最小スペック

最大量子効率
暗電流・CPU：�.�� GHz Quad Coreフルフェル・メモリー：� GB RAM

読出しノイズ ＊�

・ハードディスク：書き込み速度 最大 ��� MB/ 秒

Median [rms]・スロット：PCI Express x�

リニアリティ

・OS：Windows �� 対応

データレンジ

最大ダイナミックレンジ
ピクセルビニング
フレームレート【製造元】【お問い合せ先】※本カタログの製品の仕様等は、予告なく変更する事がございます。
[����]〒���-���� 東京都千代田区富士見�-�-�ステージビルディング��階TEL ��-����-���� https://www.ads-img.co.jp• CsI シンチレータ

sCMOS
�.� μm��% ＊�

�.�（e-/pixel/sec）＊���,��� e-�.�� [�.�] e-（@���MHz, Rolling Shutter）

�.�� [�.�] e-（@���MHz, Rolling Shutter）>��.�%

�� bit / �� bit
��,��� : �

ハードウェアビニング �×�，�×�，�×�，�×�
最大 �� fps（�� bit 使用時）＊�

インターフェース

USB �.�

使用温度範囲�℃～ ��℃

センサー温度

保管温度範囲重量�℃（環境温度 ��℃まで）-��℃～ ��℃
約 � Kg*�. QE の値はセンサーメーカーから供給されたセンサー温度が ��℃の時の数値です。 *�. 暗電流は欠損画素を除いたエリアを平均化して計測されたものです。
*�. 読み出しノイズは欠損画素を除いたエリアで計測されました。これは読出しノイズと A/D ノイズで形成されます。 *�. �� bit 使用時は、最大 �� fps となります。