SHINKO TECHNOSPRODUCTGUIDE

BCx2 series

神港テクノス株式会社 製品ガイド
QX1 series

・このカタログの内容は2023年1月現在のものです。尚，品質向上のため仕様を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
・本カタログに掲載している製品は, 別途詳細カタログ等をご用意しております。また, この他にも計測制御機器やセンサ類をご用意しておりますので, 最寄の営業所(出張所),
または販売店までお気軽にご連絡ください。
・The contents of this catalog is as of January 2023, and the specifications are subject to change without notice.
・We have more detailed catalogs for each of the products listed in this product guide. We provide many measuring, controlling, recording and sensing
instruments in addition to the products described in this product guide. To inquire, please consult us or our agency.
● 正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず取扱説明書をよくお読みください。
● 本製品は, 産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。代理店又は弊社に使用目的をご提示の上,安全に関する

ご注意

正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には, ご使用にならないでください。)● 本製品の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には, 事故防止のため, 外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。また, 定期的なメンテナンスを適切に行ってください。
● 取扱説明書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
取扱説明書に記載のない条件・環境下で使用された場合, 物的・人的損害が発生しても, 弊社はその責任を負いかねま
すのでご了承ください。
● To ensure safe and correct use, thoroughly read and understand this manual before using this instrument.
● This instrument is intended to be used for industrial machinery, mashine tools and measuring equipment.

Verify correct usage after purpose-of-use consultation with our agency or main office.
(Never use this instrument for medical purposes with which human lives are involved.)● External protection devices such as protection equipment against excessive temperature rise, etc. must

SAFETY
PRECAUTIONS

be installed, as malfunction of this product could result in serious damage to the system or injury to
personnel. Also proper periodic maintenance is required.
● This instrument must be used under the conditions and environment described in this manual. Shinko
Technos Co., Ltd. does not accept liability for any injury, loss of life or damage occurring due to the
instrument being used under conditions not otherwise stated in this manual.

輸出貿易管理令に関する

ご

注

意

大量破壊兵器（軍事用途・軍事設備等）で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

SG/SH series

Caution with respect toExport Trade Control Ordinance
To avoid this instument from being used as a componentin, or as being utilized in the manufacture of weapons ofmass destruction(i.e. military applications, militaryequipment, etc.), pliease inventigate the end users and thefinal use of this instrument.
In the case of resale, ensure that this insturment is notillegally exported.

SHINKO TECHNOS CO., LTD.
本〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL (072)727-4571 FAX (072)727-2993
大 阪 営 業 所 TEL (072)727-3991 FAX (072)727-2991
東 京 営 業 所 〒171-0021 東京都豊島区池袋 1-11-1
メトロポリタンプラザビル 14 階
名古屋営業所 TEL (03)5117-2021 FAX (052)957-2562〒461-0017 名古屋市東区東外堀町 3 番 CS 東外堀ビル 4F
北陸
TEL (052)957-2561 FAX (052)957-2562
TEL (076)479-2410
福岡 TEL (0942)77-0403[URL] https://shinko-technos.co.jp/[E-mail] sales@shinko-technos.co.jp

OVERSEAS DIVISION

社

Head Office
Tel
Fax
URL
E-mail: 2-5-1, Senbahigashi, Minoo, Osaka, 562-0035, Japan: +81-72-727-6100: +81-72-727-7006: https://shinko-technos.co.jp/e/: overseas@shinko-technos.co.jp

202301 JE22

RD-600 series

Shinko Lineup

発紘電機株式会社
三菱電機株式会社
シュナイダーエレクトリック
ホールディングス株式会社

モジュール形

各種熱電対・測温抵抗体(P.14)

温湿度発信器

赤外線センサQX１シリーズ(P.5)
アナログ形

ACシリーズ (P.3)

THD-500V (P.13)

RD-600シリーズ (P.13)

レベルスイッチ

ACN-200 (P.6)
BCｘ2シリーズ (P.3)

RC-600 (P.6)

プログラマブルコントローラ

LV-300 (P.8)
SSR

ＪＣＭ-33Ａ (P.3)

ＪＣＬ-33Ａ (P.3)
PCT-100,
PCT-200 (P.7)

JIR-301-M (P.8)

DFT-700-M (P.8)

DCL-33A(P.4)

パワーコントローラ

PCA１ (P.7)

PCB１ (P.7)
SA-400 (P.9)

NCL-13A (P.4)

SA-400 (P.9) PA-200, PA-3000 (P.9)

水質管理製品三菱電機株式会社
ヒータ

富士電機株式会社
オムロン株式会社
AER (P.12)

WIL (P.12)

FEB(P.12)

WCL-13A (P.4)

PLCインタフェースユニット

SGシリーズ (P.11)

SHシリーズ (P.11)

SEシリーズ (P.11)

SBシリーズ (P.11)

SIF-600 (P.10)

通信変換器

SIF-400 (P.10)

IF-400 (P.10)

プロフィバス変換器

IFP-100

記録計

HR-700 (P.8)

デジタル指示調節計 Digital Indicating Controllers

デジタル指示調節計 Digital Indicating Controllers

DIN レール取り付け / DIN Rail Mounting

パネルマウント取り付け / Panel Mounting[特徴]
・業界トップクラスの大型LCD表示器で屋外や明るい場所
でも抜群の視認性(ACD,Rシリーズ)
・ACD-15A,ACR-15Aはオンオフサーボ形デジタル指示調節計
・ACS-13Aは首下56mm短胴サイズ省スペース
入

力

Input

精

度

外形寸法

ACS-13A:W48×H48×D62mm
ACR-13A,ACR-15A:W48×H96×D110mm
ACD-13A,ACD-15A:W96×H96×D110mm

ACS-13A:W48×H48×D62mm
ACR-13A,ACR-15A:W48×H96×D110mm
ACD-13A,ACD-15A:W96×H96×D110mm

オプション

加熱冷却制御, ヒータ断線警報, シリアル通信,
Option他

Heating/Cooling control, Heater burnout alarm,
Serial communicatin,etc.

オプション

安全規格

ACS-13Aのみ
UL:入力定格100～240V AC,24V AC/DC
File No.E159038

ACS-13A only
UL:Power input rating100～240V AC,24V AC/DC
File No.E159038

安全規格

精

度

度

安全規格

125ms
PID, PI, PD, P, ON/OFF
リレー接点,無接点電圧,直流電流100～240V AC 50/60Hz,24V AC/DC 50/60Hz
BCS2:W48×H48×D68(首下60)mm
BCR2:W48×H96×D68(首下60)mm
BCD2:W96×H96×D68(首下60)mm

Input

125ms
PID, PI, PD, P, ON/OFF
Relay contact,Non-contact voltage,Direct current
100 to 240V AC 50/60Hz,24V AC/DC 50/60Hz

Dimensions

BCS2:W48×H48×D68(60 mm-deep control panel interior)
BCR2:W48×H96×D68(60 mm-deep control panel interior)
BCD2:W96×H96×D68(60 mm-deep control panel interior)Heating/Cooling control,Heater burnout alarm,
Serial communicatin,etc.

UL:入力定格100～240V AC,24V AC/DC
File No.E159038

UL:Power input rating100～240V AC,24V AC/DC
File No.E159038

Safety standard

熱電対, 測温抵抗体, 直流電流, 直流電圧度

熱電対：各入力スパンの±0.2％±1デジット以内
測温抵抗体：各入力スパンの±0.1％
Accuracy±1デジット以内
直流電流 , 電圧：各入力スパンの±0.2％±1デジット以内

オプション

安全規格

250ms
PID, PI PD, P, ON/OFF
リレー接点, 無接点電圧, 直流電流
100～240V AC 50/60Hz，24V AC/DC 50/60H z
Ｗ48×Ｈ24×Ｄ109.1 mm
加熱冷却制御, シリアル通信, 外観色：黒,端子カバー
UL: 入力定格 100～240V AC,
24V AC/DC 50/60Hz
File No. E159038

Input

Sampling period
Control action
Control output
Supply voltage
Dimensions

OptionSafety standard

250ms
PID, PI, PD, P, ON/OFF
Relay contact, Non-contact voltage, Direct current
100 to 240V AC 50/60Hz, 24V AC/DC 50/60H z
Ｗ48×Ｈ24×Ｄ109.1 mm
Heating/Cooling control, Serial communication, Front
panel frame and case: Black, Terminal cover［特長］
・横巾72 mm, 高さ72 mm[Features]・Width: 72 mm, Height: 72 mm

精度

サンプリング周期
制御動作
制御出力
電源電圧
外形寸法

熱電対, 測温抵抗体, 直流電流, 直流電圧

Input

熱電対：各入力スパンの±0.2％±1デジット以内
測温抵抗体：各入力スパンの±0.1％
Accuracy±1デジット以内
直流電流 , 電圧：各入力スパンの±0.2％±1デジット以内
Sampling period
250ms
Control action
PID, PI, PD, P, ON/OFF
Control output
リレー接点, 無接点電圧, 直流電流
Supply voltage
100～240V AC 50/60Hz，24V AC/DC 50/60H z
Dimensions
Ｗ72×Ｈ72×Ｄ110 mm

オプション

加熱冷却制御, ヒータ断線警報, シリアル通信,
外観色：黒, 端子カバー

安全規格

UL: 入力定格 100～240 V AC
File No. E159038

・直流電流入力の場合, 受信抵抗器50 Ω (RES-S01-050) 外付けが必要です。

OptionSafety standard

Sampling period
Control action
Control output
Supply voltage
Dimensions
OptionSafety standard

Thermocouple : Within ±0.2 % of each input
span ±1 digit
RTD : Within ±0.1 % of each input span ±1digit
Direct current, DC voltage : Within ±0.2 % of each
input span ±1digit
125 ms
PID，PI，PD，P，ON/OF F
Relay contact, Non-contact voltage, Direct current
100 to 240 V AC 50/60 Hz, 24 V AC/DC 50/60 Hz
W22.5 x H75 x D100mm
Heater burnout alarm, Serial communication (RS-485),
Heating/Cooling control, Set value memory external
selection, External setting input
UL: Power input rating 100 to 240 V AC, 24 V AC/DC
File No. E159038[Features]
・User defined combination. ・Space saving, Energy saving
・I/O for each channel is individually selectable
・Input sampling period selectable

熱電対，測温抵抗体，直流電流，直流電圧 Input
赤外線熱電対

Thermocouple, RTD, Direct current, DC voltage
Infrared thermocouple度

熱電対: 各入力スパンの±0.2 %±1デジット以内
測温抵抗体: 各入力スパンの±0.1 %±1デジット以内
直流電流，電圧: 各入力スパンの±0.2 %±1デジット以内
赤外線熱電対 ： 各入力スパンの±0.2％±1デジット以内

Accuracy

Thermocouple: Within ±0.2 % of each input
span ±1 digit
RTD: Within ±0.1 % of each input span
±1digitDirect current, DC voltage: Within ±0.2 % of each
input span ±1digit
Infraed thermocouple : Within±0.2% of each input
span ±1digit

25ms, 125ms, 250ms (可変)
設定時間の±0.5％以内

Sampling period
Time Accuracy

25ms, 125ms, 250ms (Selectsble by keypad)
Within ±0.5% of the seting time

サンプリング周期

時間精度
制御動作
制御出力
電源電圧
外形寸法
オプション

Control action
PID,PI,PD,P,ON/OFF
Control output
リレー接点,無接点電圧,直流電流100～240V AC 50/60Hz,24V AC/DC 50/60Hz Supply voltage
W30×H85×D108mm[ソケット(別売品)含む] Dimensions
Optionヒータ断線警報, シリアル通信, 他

PID,PI,PD,P,ON/OFF
Relay contact,Non-contact voltage,Direct current
100 to 240V AC 50/60Hz,24V AC/DC 50/60Hz
W30×H85×D108mm [including socket(sold separately)]

Heater burnout alarm, Serial communicatin,etc.

・直流電流入力の場合, 受信抵抗器50Ω(RES-S02-050：丸端子/RES-S06-050：Y端子)外付けが必要です。
・For direct current input, connect a 50Ω shunt resistor externally (RES-S01-050:Ring-type terminal / RES-S06-050: Y-type terminal).

通信形調節ユニット Communication Type Control Unit
DIN レール取り付け / DIN Rail Mounting［特長］
・マルチレンジ，DINレール取付型超薄形コンパクトサイズ
・通信を介して各種操作及び設定[Features]
・ Multi-range, compact size DIN rail mounted type・ Setting and operation via communication functioｎ

入

力

Input

精

度

サンプリング周期
制御動作

Thermocouple, RTD, Direct current, DC voltage.

制御出力

Thermocouple:Within±0.2% of each input span
±1digit
RTD:Within±0.1% of each input span ±1digit
DC current,DC voltage:Within±0.2% of each
input span ±1digit
250ms
PID, PI, PD, P, ON/OFF
Relay contact, Non-contact voltage, Direct current
100 to 240V AC 50/60Hz, 24V AC/DC 50/60H z
Ｗ72×Ｈ72×Ｄ110 mm
Heating/Cooling control, Heater burnout alarm,
Serial communication, Front panel frame and case: Black,
Terminal cover
UL: Power input rating 100～240 V AC
File No. E159038

Accuracy

Thermocouple, RTD, Direct current, DC voltage

力

WCL-13A

UL: Power input rating 100～240V AC,
24V AC/DC 50/60Hz
File No. E159038

・For direct current input, connect a 50 Ω shunt resistor (RES-S01-050) externally力

精Thermocouple, RTD, Direct current, DC voltage

Thermocouple:Within±0.2% of each input span
±1digit
RTD:Within±0.1% of each input span ±1digit
DC current,DC voltage:Within±0.2% of each
input span ±1digit

・直流電流入力の場合, 受信抵抗器50 Ω (RES-S01-050) 外付けが必要です。

入入[Features]・Compact size (width: 48 mm, height: 24 mm)
・Program control, converter function are standard features

力

サンプリング周期
制御動作
制御出力
電源電圧
外形寸法

［特長］
・用途に合わせた2チャンネルの組み合わせが可能
・省スペース・省エネ
・各チャンネルの入出力を個々に設定, 入力サンプリング
選択可能

Thermocouple, RTD, Direct current, DC voltage

Sampling period
Control action
Control output
Supply voltage

サンプリング周期
制御動作
制御出力
電源電圧
外形寸法

熱電対，測温抵抗体，直流電流，直流電圧
熱電対 : 各入力スパンの±0.2 %±1デジット以内
測温抵抗体 : 各入力スパンの±0.1 %±1デジット以内
直流電流，電圧 : 各入力スパンの±0.2 %±1デジット以内
125 ms
PID，PI，PD，P，ON/OFF
リレー接点，無接点電圧，直流電流100～240V AC 50/60Hz,24V AC/DC 50/60Hz
W22.5xH75xD100mm
ヒータ断線警報，シリアル通信(RS-485)
加熱冷却制御出力，設定値メモリ外部切替
機能，外部設定入力
UL: 入力定格 100～240V AC, 24V AC/DC
File No. E159038

・直流電流入力の場合，入力種類選択で受信抵抗器50Ω (RES-S02-050)外付けまたは受信抵抗器内蔵を選択できます。
・For direct current input, a built-in or external 50Ω shunt resistor (RES-S02-050)can be selected in Input type.

Thermocouple:Within±0.2% of each input span
±1digit
RTD:Within±0.1% of each input span ±1digit
DC current,DC voltage:Within±0.2% of each
input span ±1digit

加熱冷却制御, ヒータ断線警報, シリアル通信,
Option他［特長］
・横巾48 mm, 高さ24 mmの小型サイズ
・簡易プログラム・変換器機能を標準装備

DCL-33A[Features]・Program control, converter function are standard features
・Each unit needs just 60 mm of control panel space・Dust-proof/Drip-proof IP66 (front panel only)

熱電対, 測温抵抗体, 直流電流, 直流電圧

オプション

精

Safety standard

熱電対：各入力スパンの±0.2％±1デジット以内
測温抵抗体：各入力スパンの±0.1％
Accuracy±1デジット以内
直流電流 , 電圧：各入力スパンの±0.2％±1デジット以内

サンプリング周期
制御動作
制御出力
電源電圧

入

Dimensions

力

外形寸法

3

力

125ms(ACS-13A:250ms)
PID, PI, PD, P, ON/OFF
Relay contact,Non-contact voltage,Direct current
100 to 240V AC 50/60Hz,24V AC/DC 50/60Hz

入JCM-33A

入Thermocouple, RTD, Direct current, DC voltage

Thermocouple:Within±0.2% of each input span
±1digit
RTD:Within±0.1% of each input span ±1digit
DC current,DC voltage:Within±0.2% of each
input span ±1digit［特長］
・簡易プログラム・変換器機能を標準搭載
・首下60 mmの奥行きで，省スペースに貢献
・防塵・防滴構造 前面部 IP66

JCL-33A[Features]
・Cost-effective, multi-range controller which can be changed
easily to converter via key pad(for direct current output type only)・Optional Heating/Cooling control , External setting input, etc

熱電対：各入力スパンの±0.2 %±1デジット以内
測温抵抗体：各入力スパンの±0.1%±1デジット以内
Accuracy
直流電流，電圧：各入力スパンの±0.2%±1デジット以内
125ms(ACS-13Aは250ms)
Sampling period
PID, PI, PD, P, ON/OFF
Control action
Control output
リレー接点,無接点電圧,直流電流100～240V AC 50/60Hz,24V AC/DC 50/60Hz Supply voltage

サンプリング周期
制御動作
制御出力
電源電圧

BCx2シリーズ
BCx2 series［特長］
・低価格のマルチレンジ調節計で，しかもキー操作で簡単に変換器へ変更することができます(直流電流出力形の場合に限ります)
・加熱冷却制御出力，外部設定入力などをオプションでご用意

熱電対, 測温抵抗体, 直流電流, 直流電圧 Input

精ACシリーズAC series[Features]・Industry leading large display
A specially-desugned LCD display makes it easier to view
(ACD,R series) even in bright light and open-air
・ACD-15A,ACR-15A: ON/OFF SERVO digital indicating controller
・ACS-13A: 56mm (depth of control panel interion),Space saving

電源電圧
取付寸法
外形寸法

NCL-13A

熱電対，測温抵抗体，直流電流，直流電圧
熱電対: 各入力スパンの±0.2 %±1デジット以内
測温抵抗体: 各入力スパンの±0.1 %±1デジット以内
直流電流，電圧: 各入力スパンの±0.2 %±1デジット以内
250ms
PID，PI，PD，P，ON/OFF
リレー接点，無接点電圧，直流電流，
オープンコレクタ
24V DC
DINレール取付方式
W17.5×H75×D85mm

Accuracy

Sampling period
Control action
Control output
Supply voltage
Mounting
Dimensions

オプション

ヒータ断線警報／操作端短絡警報（単相，3相）,
Option
加熱冷却制御出力

安全規格

UL：入力定格 24V DC
安全規格 File No. E159038

Safety standard

Thermocouple, RTD, Direct current, DC voltage
Thermocouple: Within ±0.2 % of each input
span ±1 digit
RTD: Within ±0.1 % of each input span
±1digitDirect current, DC voltage: Within ±0.2 % of each
input span ±1digit
250ms
PID，PI，PD，P，ON/OFF
Relay contact, Non-contact voltage, Direct current,
Open Collector
24V DCDIN rail mounting
W17.5×H75×D85mm
Heater burnout alarm/Actuator short circuit
alarm (Single-phase, Three-phase),
Heating/Cooling control output
UL: Power input rating 24V DC
File No. E159038

・ライン用ねじ式接続プラグ ターミナルブロック （ATB-001-1） が必要です。
・直流電流入力の場合，受信抵抗器 50Ω（RES-S03-050）外付けが必要です。
・Terminal block (ATB-001-1) is required.
・For direct current input, connect a 50Ω shunt resistor (RES-S03-050) externally.

・For direct current input, connect a 50 Ω shunt resistor (RES-S01-050) externally.

4モジュール形調節計 Modular controllers

デジタル温度指示調節計 ( アナログタイプ ) Digital Temp. Indicating Controllers (Analog Type)

QX1 シリーズ QX1 series

デジタル温度指示調節計 Digital Temperature Indicating Controller［特長］
・MAX1024点の計測・制御・監視・PLCプログラムレス接続で工数削減に貢献
・アナログモジュール使用でイニシャルコスト削減+省配線に貢献
・故障予知保全，リスク回避
・ピーク電力抑制機能で電力設備コスト削減
・複数ゾーンを均一に制御することで成果物品質向上に貢献
・作業者の手間を軽減する5つの制御方式搭載[Features]［特長］
・ポテンショメータによるアナログ設定
・オートリセット機能, スイッチで制御動作を変更可能• Max.1024 points measurement, control and monitoring• Flexible use to suit any application or site
• Program-less connections to PLCs for reduced work
• Usable as an analog module for reducing initial costs andwiring• Failure prediction maintenance and risk avoidance• Peak power suppression function• Improved product quality• Five included control methods for reduced manual labor

入 力
精 度
サンプリング周期
制御動作
制御出力
電源電圧
外形寸法

熱電対, 測温抵抗体
各入力スパンの±0.5％±1デジット以内
250 msPD, ON/OFF
リレー接点, 無接点電圧
100～240V AC 50/60Hz
W96xH96xD120mm[Features]・Potentiometer analog setting, Auto-reset function
・Control action can be changed with the DIP switch
Input
Accuracy
Sampling period
Control action
Control output
Supply voltage
Dimensions

Thermocouple, RTD
Within±0.5% of each input span ±1digit
250 msPD, ON/OFF
Relay contact,Non-contact voltage
100 to 240V AC 50/60Hz
W96xH96xD120mm

ACN-200

制御モジュール (2ch)
Control Module (2ch)

入

精

力

度

サンプリング周期

熱電対，測温抵抗体，直流電流(*1)，
直流電圧
周囲温度23℃，取り付け角度 5度において
熱電対：各入力スパンの 0.2％以内
測温抵抗体：各入力スパンの 0.1％以内
直流電流：各入力スパンの 0.2％以内
直流電圧：各入力スパンの 0.2％以内
20 ms(直流電流，電圧のみ有効)
50 ms(直流電流，電圧のみ有効)
125 ms(*2)

Input

Accuracy

Sampling period

QTC1-2制御モジュール (4ch)
Control Module (4ch)

制御動作

制御出力
電源電圧
取付方式
外形寸法
オプション

QTC1-4

通信拡張モジュール
Communication Expansion
Module

通信回線
同期方式

Dimensions
External
dimensions
ヒータ断線警報，イベント入力，イベント出力 Option

EIA RS-422A準拠
EIA RS-485準拠
半二重通信

通信速度

9600, 19200, 38400, 57600 bpsを通信仕様
選択用ディップスイッチにて選択

ストップビット

データビット: 7ビット，8ビット
パリティビット あり，なし
パリティ:
偶数，奇数
通信仕様選択用ディップスイッチにて選択
1ビットまたは2ビットを通信仕様選択用
ディップスイッチにて選択制御モジュール 最大16台
Cシリーズ互換の場合，最大5台

Communication
lines
Communication
methodSynchronization
methodCommunication
speed

Data bit/parity

Stop bit
Number ofconnections

DIN rail mounting
30 x 100 x 85 mm (W x H x D) (excl. protrusions)
Depth with terminal cover attached: 95 mm
Heater Burnout Alarm, Event Input, Event Output［特長］
・アナログ感覚の簡単設定(LED偏差指示器付)・スイッチで各動作を変更可能

RC-600

入 力
精 度
サンプリング周期
制御動作
制御出力
電源電圧
外形寸法

熱電対, 測温抵抗体
各入力スパンの±0.3％±1デジット以内
250 msPD, ON/OFF
リレー接点, 無接点電圧, 直流電圧100～240V AC 50/60Hz
W48xH96xD115mm[Features]・Simple seting just like an analog controller (with LED deviation
display)
・Control action, alarm type selectable with the DIP, Rotary switches
Input
Accuracy
Sampling period
Control action
Control output
Supply voltage
Dimensions

Thermocouple, RTD
Within±0.3% of each input span ±1digit
250 msPD, ON/OFF
Relay contact, Non-contact voltage, Direct current
100 to 240V AC 50/60Hz, 24V AC/DC 50/60Hz
W48xH96xD115mm

２ch オーブンコントローラ 2ch Oven Temperature Controller［特長］
・製パン, 製菓用オーブンのために開発された装置です・2チャンネル制御(上火温度制御, 下火温度制御)
・プロコン機能搭載

EIA RS-422A compliant
EIA RS-485 compliant
Half-duplex communication

入 力
入力点数
工程時間
指示精度
時間指示精度
制御動力
制御出力

Start-stop synchronization
Selecting 9600, 19200, 38400, or 57600 bps is
possible using the communication specification
selection DIP switches.
Data bit:7 bits, 8 bits
Parity bit:With parity, No parity
Parity:Even, Odd
Select by communication specification selection
DIP switch.
Selecting 1 or 2 is possible using thecommunication specification selection DIP switch.
Control module: Max 16 modules
For C series compatible, max 5 modules
24V DC Allowable fluctuation range: 20 to 28 V DC

Supply voltage

外形寸法

Mounting
External
dimensions

DIN rail mounting
30 x 100 x 85 mm (W x H x D)

オプション

イベント入力，イベント出力

OptionEvent input, Event output

Ethernet 通信

物理層： 10BASE-T/100BASE-TX
自動認識
ユーザ層: MODBUS/TCP
接続コネクション数: 1

Ethernet
communication

Physical layer: 10BASE-T/100BASE-TX
automatic recognition
User layer:
MODBUS/TCP
Number of connections: 1

24 V DC 許容変動範囲 20 ～ 28 V DC
DINレール取付方式

Supply voltage

24V DC Allowable fluctuation range: 20 to 28 V DC

取付方式

Mounting

DIN rail mounting

外形寸法

W30xH100xD85 mm

External
dimensions

30 x 100 x 85 mm (W x H x D)

電源電圧

デジタル偏差指示調節計 Digital Deviation Indicating Temperature Controller

24 V DC Allowable fluctuation range: 20 to 28 V DC

24 V DC 許容変動範囲 20 ～ 28 V DC
DINレール取付方式
W30xH100xD85 mm

通信拡張モジュール(Ethernet communication)

Supply voltage

W30xH100xD85 mm(突起部を除く)
端子カバー取り付け時，奥行き95 mm

調歩同期式

電源電圧
取付方式

Communication Expansion
ModuleControl output

DINレール取付方式

通信方式

接続台数

(イーサネット通信)

Control action

At ambient temperature of 23℃ and mounting angleof 5 degrees
Thermocouple: Within 0.2% of each input span
RTD: Within 0.1% of each input span
Direct currentage: Within 0.2% of each input span
DC voltage: Within 0.2% of each input span
20 ms (with only DC voltage input and Direct
current input enabled)
50 ms (with only DC voltage input and Direct
current input enabled)
125 ms(*2)
2DOF PID, Fast-PID, Slow-PID, Gap-PID
ON-OFF
Relay contact, Non-contact voltage, Direct current
DC voltage, Open collector (NPN), Triac (AC output
zero-cross method)(*1)： 直流電流入力の場合，受信抵抗器50Ω (RES-S01-050)外付けが必要なレンジがあります。
(*2)： 熱電対，測温抵抗体の場合，設定に関わらず125 ms固定。
(*1)： In the case of Direct current input, some ranges require an external 50Ω shunt resistor (RES-S01-050).
(*2)： Fixed to 125 ms regardless of settings for thermocouple input and RTD input.

データビット/パリティ

QMC1-C□

2自由度PID，fast-PID，Slow-PID，Gap-PID
ON-OFF
リレー接点，無接点電圧(SSR駆動用)，直流
電流，直流電圧，オープンコレクタ(NPN)，
トライアック(AC出力 ゼロクロス方式)
24 V DC 許容変動範囲20～28 V DC

Thermocouple, RTD, Direct current(*1), DC voltage

補助出力

BOC-600

電源電圧
外形寸法

熱電対

[Features]・Device devaloped for baking and confectionery
・2-channel control (top and bottom heater control)・Programmable controller function equipped

2点(上火温度, 下火温度)
0秒～99分50秒±2℃(フルスケールの±0.2％+1デジット相当)
設定時間の±0.5％
PD, ON/OFF
リレー接点, 無接点電圧
照明出力, ブザー出力, ボイラー出力,
スチーム出力, ファン出力

Thermocouple
2 (for top heater and bottom heater)
0 sec. to.99 min. 50 sec.
±2℃ (Equivalent to ±0.2%FS+1 digit)
Time indication accuracy Within ±0.5% of setting time
Control action
PD, ON/OFF
Relay contact, Non-contact voltage
Control output
Lighting output, Buzzer output, Boiler output,
Sub output
Steam output, Fan output

100～240V AC 50/60Hz
W140xH310xD79.6mm

Supply voltage
Dimensions

Input
Input points
Baking time
Indicaticn Accuracy

100 to 240V AC 50/60Hz
W140xH310xD79.6mm

10ch温度制御ボード 10ch Temperature Control Board［特長］
・1枚のボードに多点入出力を装備
・取り付け時の工数削減に貢献
・カスタム対応可能:新規開発より安価・短納期でご提供[Features]
・ Multi-point I/O on a single board
・ Simple mounting
・ Customizable
Newly developed - Economical, Short delivery time

モニタソフトウェア Monitoring Software

QMC1-MT5

モニタソフトウェアを使用することで，パソコン上で項目の設定変更，データロギング，モニタリングなどができます。(専用ケーブル(別売)が必要です）

By using the monitoring software, setting item change, data
logging and monitoring can be carried out on a PC.
Shinko cable (sold separately) is required.

対応機種： AC□-13A，DCL-33A，NCL-13A，
BC□2シリーズ，PCA1，PCB1, 他

Model: ACx-13A, DCL-33A, NCL-13A,BCx2 series,
PCA1, PCB1, etc.

6

記録計 Recorder

プログラムコントローラ Programmable Controllers
100パターン
100ステップ/

100 patterns
100 steps

タッチパネル形 / Touch Screen

ハイブリッド／Hybrid［特長］
・タッチパネルにより，見やすく，操作しやすい・100パターン/100ステップの大容量メモリ
・制御データロギング機能(USBフラッシュメモリ)あり，
記録計不要
・表示言語(日・英・中・韓)切り替え(PCT-200)
入精PCT-100, PCT-200

力度

サンプリング周期
制御動作
制御出力
電源電圧
パターン・ステップ数
リピート回数
取付方式
外形寸法
オプション
セット内容

16パターン
16ステップpatterns/ 16
16 steps

パネルマウント形 /Panel Mounting

パネルマウント形 /Panel Mounting

Sampling period
Control action
Control output
Supply voltage
Pattern and Step
Repetition
Mounting
Dimensions
OptionComponents

25ms(PCT-200)，250ms(PCT-100)
PID, PI, PD, P, ON/OFF
Relay contact, Non-contact voltage, Direct current
24V DC
100patterns, 100steps
9999 times
Touch screen: Flush
Temperature controlmodule: DIN rail
Touch screen: W167.5×H135×D78mm
Transmission output(PCT-100)
Temperature control module, Cable for front
mounted USB port, USB memory, etc.

入

力

Input

精

度

リピート回数
外形寸法
オプション

patterns/ 10
10 steps

Accuracy

熱電対，測温抵抗体，直流電流，直流電圧
熱電対: 各入力スパンの±0.2 %±1デジット以内
測温抵抗体: 各入力スパンの±0.1 %±1デジット以内
直流電流，電圧: 各入力スパンの±0.2 %±1デジット以内
125 ms
PID，PI，PD，P，ON/OFF
リレー接点，無接点電圧，直流電流100～240V AC 50/60Hz,24V AC/DC 50/60Hz
16パターン(連結可能)
256ステップ(16ステップ/パターン)
9999回
W96×H96×D110 mm
シリアル通信(RS-232C, RS-485)，タイム
シグナル出力，伝送出力，加熱冷却制御出力［特長］
・10パターン10ステップ，最多100ステップまで設定可能
・電源不要USB通信ケーブルで簡単初期設定
・防塵・防滴構造 前面部IP66
入

力

精

度

サンプリング周期
制御動作
制御出力
電源電圧
パターン・ステップ数
リピート回数
イベント出力

PCB1
外形寸法
オプション
安全規格

Accuracy

入力点数 Input points：1, 2, 6

Thermocouple, RTD, Direct current, DC voltage(PCT-100: RTD only)
Thermocouple: Within ±0.2 % of each input
span ±1 digit
RTD: Within ±0.1 % of each input span
±1digitDirect current, DC voltage: Within ±0.2 % of each
input span ±1digit[Features]
・16-patterns 16-steps, A maximum of 256 programmable steps
・Power supply and quick setup using a USB Communication Cable
・Dust-proof / Drip-proof IP66 (front panel only)

パターン・ステップ数

10パターン
10ステップInput［特長］
・16パターン16ステップ，最多256ステップまで設定可能
・電源不要USB通信ケーブルで簡単初期設定
・防塵・防滴構造 前面部IP66

サンプリング周期
制御動作
制御出力
電源電圧

PCA1

熱電対，測温抵抗体，直流電流，直流電圧(PCT-100は測温抵抗体のみ)
熱電対: 各入力スパンの±0.2 %±1デジット以内
測温抵抗体: 各入力スパンの±0.1 %±1デジット以内
直流電流，電圧: 各入力スパンの±0.2 %±1デジット以内
25ms(PCT-200)，250ms(PCT-100)
PID, PI, PD, P, ON/OFF
リレー接点，無接点電圧，直流電流
24V DC
100パターン, 100ステップ
9999回
タッチパネル: パネル埋込取り付け
温度調節モジュール: DIN レール取付方式
タッチパネル：W167.5×H135×D78mm
伝送出力(PCT-100)
温度調節モジュール，USB前面取付ケーブル,
USBメモリ，他[Features]
・ Easier to view and operate via touch screen display
・100-patterns/100-steps large-capacity memory
・ Control data logging (USB ﬂash memory): Recorders not
required・Languages: Japanese, English, Chinese, Korean(for PCT-200)

警

インタフェース
電源電圧
外形寸法
オプション

HR-700 シリーズ
HR-700 series

安全規格

電源端子 - 接地端子間：1.5kV AC 1分間
入力端子 - 接地端子間：500V AC 1分間
入力端子間：200V AC 1分間
RS-232C：1200/2400/4800/9600bps
100～240V AC 50/60Hz
W144×H144×D175mm
通信機能(RS-485), DI機能, 警報出力機能,
記録紙切れ検出機能
UL：入力定格 100～240V AC
File No. E195801

Power terminal - Ground terminal ：1.5kV AC(1 min.)Didlectric strength Input terminal - Ground terminal ：500V AC(1 min.)Between Input terminal：200V AC(1 min.)Interface
RS-232C：1200/2400/4800/9600bps
Supply voltage
100 to 240V AC 50/60Hz
Dimensions
W144×H144×D175mm
Communication (RS-485) function, DI function,
OptionAlarm output function, Paper-empty detection
UL：Power input rating 100 to 240V AC
Safety standard
File No. E195801

デジタル指示計 Digital indicators

JIR-301-M［特長］［Features］
・マルチ入力，警報3点，伝送出力(4～20mA DC)，IP66を・Standard spec：Multi-input, 3 points of alarm Alarm output,
標準仕様
Transmission output (4 to 20 mA DC) , IP66
・警報出力4点または伝送出力2点, 2線式伝送器用電源を・Optional spec：Alarm output (A4), Transmission output 2
オプションでご用意
Power for 2-wire transmitter
入 力
Thermocouple, RTD, Direct current, DC voltage
熱電対，測温抵抗体，直流電流，直流電圧 Input
熱電対：各入力スパンの±0.2％±1デジット以内
Thermocouple:Within±0.2% of each input span
±1digit
測温抵抗体：各入力スパンの±0.1％±1デジット以内
精 度
Accuracy
RTD:Within±0.1% of each input span ±1digit
直流電流 , 電圧：各入力スパンの±0.2％
DC current,DC voltage:Within±0.2% of each
±1デジット以内
input span ±1digit
125 ms
125 ms
サンプリング周期
Sampling period
Process high alarm, Process low alarm, Process
警報動作
Alarm action
上限動作，下限動作，待機付上限動作，
high with standby , Process low with standby,
待機付下限動作, 上下限範囲動作
High/Low limit range alarm
100～240V AC 50/60Hz，24V AC/DC 50/60Hz Supply voltage
100 to 240V AC 50/60Hz, 24V AC/DC 50/60Hz
電源電圧
W96xH48xD100mm
W96 x H48 x D100mm
外形寸法
Dimensions
シリアル通信(RS-485)，警報出力4,Serial communication(RS-485),Alarm output 4
絶縁電源出力，2線式伝送器用電源,(A4), Insulated power output, Power for 2-wireオプション
Option
伝送出力2，指定伝送出力，端子カバー，他
transmitter,Transmission output 2, User
speciﬁed transmission output,Terminal cover, etc.
UL: Power input rating 100 to 240V AC, 24V AC/DC
UL：入力定格100～240V AC,24V AC/DC
Safety standard
安全規格
File No. E159038
File No. E159038
・直流電流入力の場合, 入力種類選択で受信抵抗器50Ω（RES-S01-050）外付けまたは受信抵抗器内蔵を選択できます。
・For direct current input, a built-in external 50Ω shunt resistor (RES-S01-050) be selected [input type].

携帯形温湿度指示計 Hand-Held Digital Thermo-hygrometer

DFT-700-M［特長］
・メモリ機能付なので,10点のデータを記録できます・バックライト付で,暗い所でもデータの確認が可能
・マルチレンジ入力
入 力
熱電対，測温抵抗体，専用温湿度センサ
熱電対：±0.2％FS±1デジット以内
指示精度
測温抵抗体：±0.1％FS±1デジット以内
温湿度センサ：±0.3℃(％RH)
動作方式
二重積分方式
電源電圧
3V DC 単3アルカリ乾電池(2本)バッテリー寿命
連続使用200時間
専用センサの形名および用途
PCE-701(一般表面測定用)
PCE-707L(一般表面測定用)
PCE-702(ロール等表面測定用) PCE-709(本体直取付用)
PCE-704(液体, 内部測定用)
PCE-700M(金型等表面測定用)
PCE-706(液体, 内部測定用)
PCR-701(液体, 内部測定用)
PCE-707(一般表面測定用)
THD-700-P(温湿度用センサ)［Features］
・Memory function for 10 pieces of data
・Back-light lets you check data in the dark・Multi-range input
Input
Thermocouple, RTD, Hygrothermo sensor
Thermocouple：Within ±0.2％FS±1 digit
Indicating
RTD：Within ±0.1％FS±1 digit
accuracy
Hygrothermo sensor：±0.3℃(％RH)
Action method
Double integral method
Action method
3V DC Size AA alkaline battery (2 pieces)
Battery life
200 hours for continuous measurement
Sensor model and application
PCE-701(General surface)PCE-707L(General surface)PCE-702(Surface of roll)PCE-709(Direct mounting of sensor)
PCE-704(Liquids and interiors) PCE-700M(Surface of metal mold)
PCE-706(Liquids and interiors) PCR-701(Liquids and interiors)
PCE-707(General surface)
THD-700-P(Hygrothermo sensors)

レベルスイッチ Level Switch［特長］
・オールアルミダイカストボディ採用
・ステンレス製検出羽根採用
・防塵・防滴構造 IP66 (取付けナットから検出部側除く)
検出トルク
羽根回転数
動作方式
検出部の長さリード線
防塵・防滴LV-300

電源電圧
接点容量
取付方式

7

［Features］
・Effective recording width 100mm
・Short Depth (150mm) and Light weight (1.5kg)
・Communication function (RS-232C) is provided as standard
・Multi-range input
Input
Thermocouple, RTD, Direct current, DC voltage
Input points
Pen：1-point, 2-point Dot printing：6-point
Recording chart width 100mm
No standard alarm output is provided,
標準装備の警報出力はありませんが, ALM
however, ALM indicator lights up. Number of
表示灯が点灯します。設定数は各チャネル Alarm
setting：Max. 4 points (2 points for high limit andごとに上限(２点), 下限(２点)の最大４点
2 point for low limit for every channel)

指示計 Indicators[Features]
・10-patterns 10-steps, A maximum of 100 programmable steps
・Power supply and, quick setup using a USB communication cable・Dust-proof / Drip-proof IP66 (front panel only)

熱電対, 測温抵抗体，直流電流，直流電圧
Thermocouple, RTD, Direct current, DC voltage
Input
Thermocouple: Within ±0.2 % of each input
熱電対: 各入力スパンの±0.2 %±1デジット以内
測温抵抗体: 各入力スパンの±0.1 %span ±1 digit
RTD: Within ±0.1 % of each input span ±1 digit±1デジット以内
Accuracy
Direct current, DC voltage: Within ±0.2 % of
直流電流，電圧: 各入力スパンの±0.2 %each input span ±1 digit±1デジット以内
Sampling period
125 ms
125 msControl action
PID, PI, PD, P, ON/OFF
PID, PI, PD, P, ON/OFF
Control output
Relay contact, Non-contact voltage, Direct current
リレー接点，無接点電圧，直流電流100～240V AC 50/60Hz,24V AC/DC 50/60Hｚ Supply voltage
100 to 240V AC 50/60Hz, 24V AC/DC 50/60Hｚ
Number of patterns 10 (Linkable)
10パターン(連結可能)
Number of steps
100ステップ(10ステップ/パターン)100 (10 steps/pattern)
Number of repetitions 10000 times
10000回
タイムシグナル出力，パターンエンド出力，Time signal output, Pattern end output,
Event output
RUN出力，他
RUN output, etc.
W96×H96×D68 mm
W96×H96×D68(首下60) mm
Dimensions(60 mm-deep control panel interior)
加熱冷却制御出力，ヒータ断線警報出力，
Heating/Cooling control, Heater burnout alarm
Option
シリアル通信(RS-485)，他
Serial communication (RS-485), etc.
UL: Power input rating 100 to 240V AC, 24V AC/DC
UL: 入力定格 100～240V AC, 24V AC/DC
Safety standard
File No. E159038
File No. E159038

報

耐電圧

Thermocouple, RTD, Direct current, DC voltage
Thermocouple: Within ±0.2 % of each input
span ±1 digit
RTD: Within ±0.1 % of each input span
±1digitDirect current, DC voltage: Within ±0.2 % of each
input span ±1digit

Sampling period
125 msControl action
PID, PI, PD, P, ON/OFF
Control output
Relay contact, Non-contact voltage, Direct current
Supply voltage
100 to 240V AC 50/60Hz, 24V AC/DC 50/60Hz
Number of patterns 16 (Linkable)
Number of steps
256 (16 steps/pattern)
Number of repetitions 9999 times
Dimensions
W96×H96×D110 mm
Serial communication (RS-232C, RS-485), Time
Optionsignal output,Transmission output, Heating/Cooling control［特長］
・記録紙有効巾100mm
・奥行き：150mmと短く, 質量：1.5kgと軽量
・通信機能(RS-232C)を標準装備
・マルチレンジ入力
入 力
熱電対，測温抵抗体，直流電流，直流電圧
入力点数
1点(ペン式), 2点(ペン式), 6点(打点式)
記録巾
100mm

0.049N・m(0.5kg・cm)以上(固定)1rpm(min -1) (60Hz)
モータによる検出羽根の回転方式
85, 100, 150, 200, 250mm(いずれか指定)
5芯キャブタイヤコード 長さ2m
IP66 (取付けナットから検出部側除く)
AC 100V, 110V, 115V, 200V, 220V, 230V,
240V(いずれか指定) 50/60Hz
3A 250V AC (抵抗負荷)
ナット締付方式 (取付部の板厚：最大7mm)［Features］
・Extremely Durable 100% Die-cast Aluminium Unit
・Stainless steel Detector wing・Dust-proof/Drip-Proof IP66(excluding parts from the Main unit
mounting nut to detector wing)
Detecting torque 0.049N・m(0.5kg・cm) or more (Fixed)
Wing rotation speed 1rpm(min -1) (60Hz)
ActionDetector wing revolution by motor
Wing shaft length 85, 100, 150, 200, 250mm(Specify when ordering)
Lead wire
5-wire cabtyre cord, 2m (Vinyl coated)
Dust-proof/
IP66 (excluding parts from the Main unit
Drip-proof
mounting nut to detector wing)
100V, 110V, 115V, 200V, 220V, 230V, 240V AC
Supply voltage(Specify when ordering) 50/60Hz
Contact capacity 3A 250V AC (Resistive load)
Mounting
Fastened by nut (Panel：Maximum 7mm)8

出力関連機器 Actuators (Output Units)

通信変換器 Communication Units

パワーコントローラ Power Controllers

パソコン用／For PC［特長］
・精密制御, 誘導負荷にも使用可能なHシリーズ
・コンピュータラインにノイズレスタイプのZシリーズ

定格電流
容量

入力信号

制御方式

PA-200定格電圧

PA-215 ：15A 3kVA(単相), 5.2kVA(3相)PA-230 ：30A 6kVA(単相), 10.4kVA(3相)PA-260 ：60A 12kVA(単相), 20.8kVA(3相)PA-2100 ：100A 20kVA(単相), 34.6kVA(3相)PA-2150 ：150A 30kVA(単相), 52.0kVA(3相)
直流電流4～20mA DC, 直流電圧0.8～4V DC
無接点電圧入力, 手動設定
いずれか指定・単相位相制御方式
・ゼロクロス分周方式
・3相位相制御方式(3相の時ゼロクロス
分周方式はありません)
100V/110V AC, 200V/220V AC共用
（150A用の時, いずれか指定）［Features］
・H series can be used precision control and inductive resistance・Z series that is noiseless is recommended for computer lines

Rated current
Capacity

Input signal

Control system

Rated voltage

PA-215 ：15A 3kVA(Single-phase), 5.2kVA(3-phase)
PA-230 ：30A 6kVA(Single-phase), 10.4kVA(3-phase)
PA-260 ：60A 12kVA(Single-phase), 20.8kVA(3-phase)
PA-2100 ：100A 20kVA(Single-phase), 34.6kVA(3-phase)
PA-2150 ：150A 30kVA(Single-phase), 52.0kVA(3-phase)
4 to 20mA DC, 0.8 to 4V DC
Non-voltage contact input, Manual settingSpecify from below.
・Single-phase control
・Zero-cross frequency division control
・3-phase control (There is no zero cross when
3-phase is applied.)
100V/110V AC, 200V/220V AC(Specify one for 150A.)

入力信号

20A, 30A, 40A, 50A, 75A, 100A
直流電流4～20mA DC, 直流電圧1～5V DC
またはオンオフ接点信号(端子にて切替)

Input signal
Input signal

制御方式

位相制御/分周制御(DIPスイッチ切替)

Control system

定格電圧100～120V AC, 200～240V AC共用

Rated voltage

20A, 30A, 40A, 50A, 75A, 100A
4 to 20mA DC, 1 to 5V DC or ON/OFF contact
signal (selectable by terminal)
Phase control / Frequency division control(Selectable by DIP switch)
100 to 120V AC, 200 to 240V AC［Features］
・A communication converter/repeater that interfaces acontroller (RS-485) with host computer (RS-232C or RS-422A)

ホストコンピュータ ⇔ 本器間
Host computer ⇔ IF-400
通信回線：RS-232C／RS-422A／RS-485準拠
Communication line：RS-232C/RS-422A/RS-485
本器 ⇔ 調節計間
IF-400 ⇔ Controller
通信回線：RS-485準拠
Communication line：RS-485
通信速度
2400／4800／9600／19200bps(いずれか選択) Communication speed 2400, 4800, 9600, 19200bps
電源電圧100～240V AC 50/60Hz, 24V AC/DC 50/60Hz Supply voltage
100 to 240V AC 50/60Hz, 24V AC/DC 50/60Hz
取付方式
DINレール取付方式
Mounting
DIN rail
Dimensions
W22.5×H75×D100mm
外形寸法W22.5×H75×D100mm

IF-400

PLC用／For PLC［特長］［Features］
・小型・計量な単相用のAC電力調整器です。
・Compact and light single-phase AC power controller
・制御方式が連続的に行える位相制御方式(H)とゼロクロススイ ・Phase control system (H) and zero cross frequency division contorl
ッチングの分周方式(Z)を内部スイッチで切り替えられます。
system (Z) (Selectable by built-in DIP switch)
定格電流

［特長］
・シリアル通信RS-485付調節計とホスト側RS-232C又はRS-422Aをインタフェースする通信変換器/リピーター

SIF-400[特徴]
・PLCと調節計を接続するためのインタフェースユニット[Features]
・Interface unit to connect the PLC and controllers

PLC ⇔ 本器間
通信回線：RS-232C／RS-422A／RS-485準拠
通
信：キー操作で以下の設定が可能
通信速度(9600／19200bps), データ長(7／8ビット),バリティビット（無し, 奇数, 偶数）,
ストップビット（1ビット／2ビット）

PLC ⇔ SIF-400
Communication line ：RS-232C/RS-422A/RS-485
Communication：The following can be set by keypad.
Communication speed: 9600/19200 bps
Data length: 7 bits/8 bits
Parity: No parity/Even/Odd
Stop bit: 1 bit/2 bits

SIF-400 ⇔ Contoller
本器 ⇔ 調節計間
通 信 回 線 ：RS-485準拠
Communication line ：RS-485
調節計形名：SIF-400：DCL-33A, JC□-33Aシリーズ, NCL-13A Controller model name：SIF-400：DCL-33A, JC□-33A series, NCL-13A
SIF-400-AC：ACS-13A(専用)SIF-400-AC：ACS-13A only
SIF-400 1台に付き,調節計を最大32台接続 Number ofMax. 32 units of controller per SIF-400 can
接続可能台数
可能（固定アドレス方式は最大20台）
connectable units be connected. (20 units for fixed address)
電源電圧100～240V AC 50/60Hz, 24V AC/DC 50/60Hz Supply voltage
100 to 240V AC 50/60Hz, 24V AC/DC 50/60Hz
取付方式
DINレール取付方式
Mounting
DIN rail
Dimensions
W22.5×H75×D100mm
外形寸法W22.5×H75×D100mm

PA-3000

PLC用／For PLC

ソリッドステートリレー Solid State Relays[特徴]・PLCと周辺機器の通信を仲介
・4つの通信方式を用途に合わせて選択可能
・プログラムレスで簡単接続（当社WCL-13A）[Features]
・To suit your needs, choose form 4 communication methods
・Enables communication between PLC and peripheral devices
・Easy connection without programming (Shinko’s WCL-13A)

PLC ⇔ SIF-600
Communication line： RS-232C/RS-422A/RS-485
通 信 回 線 ： RS-232C／RS-422A／RS-485準拠
RS-422A：Built-in terminator (200Ω) between
RS-422A RXA,RXB間に終端抵抗（200Ω）を内蔵
RXA and RXB通
信 ： 9600／19200／38400bps
Communication speed： 9600／19200／38400bps
スタートビット： 1ビット
Start bit ： 1 bit
デ ー タ 長 ： 7ビット／8ビット
Data length： 7 bits/8 bits
パリティビット： 無し／偶数／奇数
Parity： No parity/Even/Odd
ストップビット： 1ビット／2ビット
Stop bit ： 1 bit/2 bits
本器 ⇔ 調節計間
SIF-600 ⇔ Contoller
Communication line： RS-485
通信回線： RS-485準拠
Connectable controllers：Controllers with Shinko protocol & MODBUS
対象機器： 神港プロトコル, MODBUSプロトコル(ASCII, RTU)
protocol (ASCII, RTU)
搭載製品
Max. 95 units
最大95台（32台以上接続する場合, リピータ Number of[A repeater (Shinko’s IF-400 is recommended) is
接続可能台数が必要。リピータ：通信変換器 IF-400推奨） connectable units required when connecting 32 units or more]
電源電圧100～240V AC 50/60Hz, 24V AC/DC 50/60Hz Supply voltage
100 to 240V AC 50/60Hz, 24V AC/DC 50/60Hz
取付方式
DINレール取付方式
Mounting
DIN rail
W30×H88×D108mm
W30×H88×D108mm
Dimensions
外形寸法[including socket (sold separately)][ソケット（別売品）含む]
PLC ⇔ 本器間［特長］
・DINレールおよびパネル取付が可能
・LED表示で動作確認が容易［Features］
・Both DIN rail and panel mountable
・Easy viewing of action by LED display

定格負荷電流
定格入力電圧定格負荷電圧SA-420-Z：0.1～20A, SA-440-Z：0.5～40A
5～24V DC
100～240V AC

Rated current
Input voltage
Load voltage

絶縁抵抗100MΩ以上（500V DCにて）(INPUT端子, LOAD端子, 放熱器 相互間)

耐電圧

3000V AC, 1分間(INPUT端子, LOAD端子, 放熱器 相互間)

外形寸法

SA-420：W30×H100×D100mm
SA-440：W45×H100×D100mm

SA-420-Z：0.1～20A, SA-440-Z：0.5～40A
5 to 24V DC
100 to 240V AC
100MΩ or more (at 500V DC)：
Insulation resistance Between Input/Load terminals, Between terminals-Heat sink
3000V AC for 1 minuteDielectric strength Between Input/Load terminals, Between terminals-Heat sinkSA-420：W30×H100×D100mm
Dimensions
SA-440：W45×H100×D100mm

SA-400［特長］
・製品システムの構築にコストダウンで貢献
・外来サージ吸収に優れたバリスタ内蔵
定格負荷電流操作入力電圧
負荷電圧
絶縁抵抗
耐電圧

SA-5009

外形寸法

SIF-600［Features］
・Cost efficient for customized systems
・Built-in ‘varistor’ for absorbing external power surges

SA-515-Z：15A, SA-525-Z：25A, SA-540-Z：40A
4～32V DC75～250V AC 45～65Hz
入力-出力間：100MΩ以上500V DCにてSA-515-Z：15A, SA-525-Z：25A, SA-540-Z：40A
Rated current
Input side control voltage 4 to 32V DC
75 to 250V AC 45 to 65Hz
Load voltage
Insulation resistance Input-Output：100MΩ or more, at 500V DC
Input terminal - Output terminal：4000V AC for
入力端子 - 出力端子間：4000V AC 1分間
1 minute
Dielectric strength
入力端子 - ケース間：2500V AC 1分間
Input terminal - Case：2500V AC for 1 minute
W40×H58×D25.5mm
Dimensions
W40×H58×D25.5mm

10信号変換器 Signal Conditioners

水質管理製品 Water Quality Management Products

入出力方式 ・ 可変 SG シリーズ

パネルマウント形 Panel Mounting

I/O type:Changeable SG series

フラッグシップモデル 多機能でありながらユーザビリティを追求した製品を多彩にラインアップ
Flagship model Pursuit of multi-functions and usability

多機能表示付 SGI
SGIW
変換器
SGS
MULTI
SGSW
フラッグシップモデル
Flagship model

SG シリーズ
SG series

SGD
SGDW
SGM

アイソレータ （1 出力）
アイソレータ （2 出力）
直流信号変換器 （1 出力）
直流信号変換器 （2 出力）
ディストリビュータ （1 出力）
ディストリビュータ （2 出力）
比率設定付ディストリビュータ （1 出力）

SGMW
SGT
SGTW
SGR
SGRW
SGP
SGPW
SGU
SGUW
SGL
SGF
SGFW
SGJ
SGJW
SGQ
SGZ

比率設定付ディストリビュータ （2 出力）
熱電対変換器 （1 出力）
熱電対変換器 （2 出力）
測温抵抗体変換器 （1 出力）
測温抵抗体変換器 （2 出力）
ポテンショメータ変換器 （1 出力）
ポテンショメータ変換器 （2 出力）
ユニバーサル変換器 （1 出力）
ユニバーサル変換器 （2 出力）
リニアライザ （1 出力）
マルチパルス変換器 （1 出力）
マルチパルス変換器 （2 出力）
パルスアナログ変換器 （1 出力）
パルスアナログ変換器 （2 出力）
温度差変換器 （1 出力）
四則演算器 （1 出力）

Isolator(1-output)
Isolator(2-outputs)
DC signal transmitter(1-output)
DC signal transmitter(2-outputs)
Current loop supply(1-output)
Current loop supply(2-outputs)
Current loop supply with ratio setting(1-output)
Current loop supply with ratio setting(2-outputs)
Thermocouple transmitter(1-output)
Thermocouple transmitter(2-outputs)
RTD transmitter(1-output)
RTD transmitter(2-outputs)
Potentiometer transmitter(1-output)
Potentiometer transmitter(2-outputs)
Universal transmitter(1-output)
Universal transmitter(2-outputs)
Linearizer(1-output)
Multi pulse transmitter(1-output)
Multi pulse transmitter(2-outputs)
Pulse-Analog transmitter(1-output)
Pulse-Analog transmitter(2-outputs)
Differential transmitter(1-output)
2-input math function transmitter(1-output)[ 特長 ]・ 防塵 ・ 防滴構造 IP66( 前面パネル )・ 表示の大きい , 幅 48× 高さ 96mm サイズ
・ シリアル通信 RS-485 をオプションでご用意

形式 model

SGH
SGB
SGBW
SGXW
SGC
SGCW

選択変換器 (Hi/Lo セレクタ ) （1 出力）
レシオバイアス ( 比率変換器 ) （1 出力）
レシオバイアス ( 比率変換器 ) （2 出力）
スプリット演算器 （2 出力）
リミッタ変換器 （1 出力）
リミッタ変換器 （2 出力）

入出力方式 ・ 固定 SH シリーズ

計装信号入力アラームセッタ(4 ～ 20mA, 1 ～ 5V 専用 )(2 出力 )Instrumentation signal input Alarm setter(4 to 20mA, 1 to 5V only)(2-outputs)

SGAL

計装信号入力アラームセッタ(4 ～ 20mA, 1 ～ 5V 専用 )(4 出力 )Instrumentation signal input Alarm setter(4 to 20mA, 1 to 5V only)(4-outputs)

SGAU
SGAU

ユニバーサル入力アラームセッタ (2 出力 )ユニバーサル入力アラームセッタ (4 出力 )Universal input Alarm setter(2-outputs)
Universal input Alarm setter(4-outputs)

変換器
STANDARD

SH シリーズ
SH series

SHI
SHIW
SHS
SHSW
SHD
SHDW
SHT
SHTW
SHR
SHRW
SHP
SHPW

SB シリーズ /SC シリーズ SB series/SC series

11

AER-102-ECH

導電率 ( 高濃度 ) 計

Conductivity Meter (High)AER-102-ECL

導電率 ( 低濃度 ) 計

Conductivity Meter (Low)

AER-102-SE

比抵抗計

Resistivity Meter

AER-101-TU

濁度／ SS 計

Turbidity/SS Meter

AER-102-DO

溶存酸素計

DO Meter

100 ～ 240V AC 50/60Hz
24V AC/DC 50/60Hz
W48×H96×D110mm

Supply voltage
Dimensions

100 to 240V AC 50/60Hz
24V AC/DC 50/60Hz
W48×H96×D110mm

盤内設置形 Internal Panel Mounting［特長］
・ 制御盤内に設置できる DIN レール取付形
・ ソケット形なので緊急時の交換が容易
・ シリアル通信 RS-485 を標準装備[Features]
・ DIN-rail mounted type, which can be installedinside the control panel
・ Plug-in type, easy to replace in an emergency
・ Standard Serial communication RS-485

形式 modelWIL-102-PH

pH 計

pH MeterWIL-101-ORP

ORP( 酸化還元電位 ) 計

ORP Meter

WIL-102-ECH

導電率 ( 高濃度 ) 計

Conductivity Meter (High)WIL-102-ECL

導電率 ( 低濃度 ) 計

Conductivity Meter (Low)

WIL-102-SE

比抵抗計

Resistivity Meter

WIL-101-TU

濁度／ SS 計

Turbidity/SS Meter

WIL-102-DO

溶存酸素計

DO MeterWIL-100 シリーズ
WIL-100 series
電源電圧
外形寸法

100 ～ 240V AC 50/60Hz
24V AC/DC 50/60Hz
W30×H85×D108mm［特長］
・ 防塵 ・ 防滴構造 IP65 で屋外の使用に対応
・ 設置スペースの少ないコンパクトサイズ・ シリアル通信 RS-485 をオプションでご用意

Simple products with no indication display are lined up.

アイソレータ （1 出力）
アイソレータ （2 出力）
直流信号変換器 (1 出力 )直流信号変換器 (2 出力 )ディストリビュータ (1 出力 )ディストリビュータ (2 出力 )熱電対変換器 （1 出力）
熱電対変換器 （2 出力）
測温抵抗体変換器 （1 出力）
測温抵抗体変換器 （2 出力）
ポテンショメータ変換器 （1 出力）
ポテンショメータ変換器 （2 出力）

ORP Meter

Supply voltage
Dimensions

100 to 240V AC 50/60Hz
24V AC/DC 50/60Hz
W30×H85×D108mm

屋外設置形 Outdoor Mounting

I/O type:Fixed SH series

表示無しのシンプルな製品をラインアップ

pH Meter

ORP( 酸化還元電位 ) 計

外形寸法

High/Low selector(1-output)
Ratio, Bias(Ratio transmitter)(1-output)
Ratio, Bias(Ratio transmitter)(2-outputs)
Split-Range transmitter(1-output)
Limiter(1-output)
Limiter(2-outputs)

SGAL

pH 計

AER-101-ORP

電源電圧警報設定器モデル 2 出力， 4 出力製品をラインアップ
Alarm setters 2-outputs and 4-outputs are available.

警報設定器
ALARM

AER-102-PH

AER-100 シリーズ
AER-100 series

空調制御用モデル 空調制御に必要な製品をマルチシリーズベースでラインアップ
Models for air-conditioning control Products necessary for air-conditioning control are lined up in the Multi series.

空調制御用
AIRCONDITIONINGCONTROL[Features]
・ IP66(Dust-proof/Drip-proof) for front panel
・ Slimline (W48 x H96 mm) with large characters・ Serial communication RS-485 optional

Isolator(1-output)
Isolator(2-outputs)
DC signal transmitter(1-output)
DC signal transmitter(2-outputs)
Current loop supply(1-output)
Current loop supply(2-outputs)
Thermocouple transmitter(1-output)
Thermocouple transmitter(2-outputs)
RTD transmitter(1-output)
RTD transmitter(2-outputs)
Potentiometertransmitter(1-output)
Potentiometertransmitter(2-outputs)[Features]
・ IP65 (Dust-proof/Drip-proof) for outdoor use
・ Compact, so reduces mounting space
・ Serial communication RS-485 optional

形式 modelFEB-100 シリーズ
FEB-100 series

FEB-102-PH

pH 計 / ORP( 酸化還元電位 ) 計

pH Meter / ORP Meter

FEB-102-ECH

導電率 ( 高濃度 ) 計

Conductivity Meter (High)FEB-102-ECM

導電率 ( 低濃度 ) 計

Conductivity Meter (Low)

電源電圧
外形寸法

100 ～ 240V AC 50/60Hz
W240×H162×D75mm

Supply voltage
Dimensions

100 to 240V AC 50/60Hz
W240×H162×D75mm

SE シリーズ SE series[ 特長 ]
・ 電源 , 入出力プラグインソケット方式
により簡単配線 (SB シリーズ )・ 実効値演算 , 第 3 高調波に対応 ,JIS C1111 標準 (SC シリーズ )[ 特長 ]
・ 入出力設定可能 , 入出力 W 表示
・ コンパクト , 多機能・ プラグイン形[Features]
・ Simple wiring into plug-in socket for
power supply & I/O (SB series)
・ RMS computation, 3rd harmonic wave,
JIS C1111(SC series)[Features]
・ I/O programmable, with viewable displays
・ Compact, with various standard functions
・ Plug-in type

各種センサおよび別売品 , オプションを多数ご用意しております。 詳しくは弊社までお問い合わせください。
Various sensors, a lot of accessories (sold separately) and options are available. For details, please consult us or our arency.
12

応答特性

出

力

電源電圧

温度：35秒
湿度：約20秒[30⇔85 %RHを100とした時の90 %到達時間。ただし, エアフロー
51/min(0.16m/s)](センサチップ部防水フィルタ実装済)
温度：3導線式 100 Ω at 0℃(JIS Pt100クラスB)
湿度： 0～1 V DC(0～100 %RHに対してリニア)
5 V DC(5 %以内)

Response time

OutputSupply voltage

40

M

L

形 名 ： PC-B( 熱電対 ),PC-BR( 測温抵抗体 )Model ： PC-B(Thermocouple), PC-BR(RTD)

形 名 ： PC-SH( 摺動圧接形 )( 熱電対 )Model ： PC-SH(Pressure sliding type)(Thermocouple)

80
L

33.5

25

18

80

102
M

形 名 ： PS-C( 熱電対 )Model ： PS-C(Thermocouple)

形 名 ： PC-RT( バンド形熱電対 )Model ： PC-RT(Band type thermocouple)
M
80
40

80

φ

M

室内形センサ , ダクト挿入形センサ Indoor Sensors, Duct Inserted Sensors

45°

Indoor temperature sensor
Indoor humidity sensor
Indoor temperature/humidity sensor
Indoor CO2 sensor
Duct inserted humidity sensor

形 名 ： TC-E( 熱電対 ), TC-R( 測温抵抗体 )Model ： TC-E(Thermocouple), TC-R(RTD)65

DSW-100-T
DSW-100-H
DSW-100-T□H□
DSW-200-CO2
DSD-200-HA

形 名 ： NR-100-P( 測温抵抗体 )Model ： NR-100-P(RTD)

φD［Features］
・Temperature element : RTD Pt100
・Humidity element : Electrostatic capacity variation type
(Connector type for easy replacement)(DSW-100-H, DSW-100-T□H□)

φD

［特長］
・温度素子は，測温抵抗体 Pt100
・湿度素子は，静電容量変化型(コネクタ式で交換が容易)(DSW-100-H, DSW-100-T□H□)
室内形温度センサ
室内形湿度センサ
室内形温湿度センサ
室内形CO2濃度センサ
ダクト挿入形湿度センサ

15

M

11 4

DSW-100,200シリーズ
DSW-100,200 series

35

10

L

70

HD-500-V, THD-500-V

80
L

φ

度

形 名 ： PC-A( 熱電対 )Model ： PC-A(Thermocouple)

φ15

精温度：0～80℃
Measurementrange
湿度：5～90 %RH
温度： ±(0.3+0.005|t|) ℃ (JIS Pt100クラスB )
湿度： ±3 %RH以内(20～80 %RH，15～55℃の範囲内で精度補償)±4 %RH以内(20～80 %RH，0～65℃の範囲内で精度補償)±5 %RH以内(0～100 %RH，5～45℃の Accuracy
範囲内で精度補償)±6 %RH以内(20～80 %RH，65～75℃の範囲内で精度補償)±8 %RH以内(0～100 %RH，0～80℃の範囲内で精度補償)形 名 ： PC-B(TC-S)( シース熱電対 ),PC-BR( シース測温抵抗体 )Model ： PC-B(TC-S)(Sheath thermocouple), PC-BR(Sheath RTD)

φD

測定範囲

Sensor type

Temperature: Platinum thin ﬁlm RTD(JIS Pt100 B class)
Humidity: Electrostatic capacity variation type
Temperature: 0 to 80℃
Humidity: 5 to 90 %RH
Temperature: ± (0.3+0.005|t|) ℃ (JIS Pt100 Class B)
Humidity:
Within ±3 %RH (Accuracy guaranteed
within the range of 20 to 80 %RH, 15 to 55 ℃)
Within ±4 %RH (Accuracy guaranteed within
the range of 20 to 80 %RH，0 to 65℃)
Within ±5 %RH (Accuracy guaranteed within
the range of 0 to 100 %RH, 5 to 45℃)
Within ±6 %RH (Accuracy guaranteed within
the range of 20 to 80 %RH, 65 to 75 ℃)
Within ±8 %RH (Accuracy guaranteed within
the range of 0 to 100 %RH, 0 to 80℃)
Temperature: 35 seconds
Humidity: Approx. 20 sec [Time to reach 90%
of 30⇔85 %RH. However, airﬂow 51/min(0.16 m/s)] (Waterproof ﬁlter mounted to thesensor chip)
Temperature: 3-wire type 100Ω at 0℃(JIS Pt100 Class B)
Humidity: 0 to 1 V DC(Equivalent to 0 to 100%R H
5 V DC (Within 5 % )φ4.8

センサの種類温度：白金薄膜測温抵抗体(JIS Pt100 B級)
湿度：静電容量変化型［Features］
・An interchangeable plug-in system sensor, easy to change
・Various types are provided to meet the mounting place andenvironment
・Waterproof filter for protecting the sensor from water andorand dust provided

φD

［特長］
・センサは互換性のあるプラグイン式で,簡単に取替え可能
・取付け場所,環境に合わせて,各種形状をご用意
・センサ部を水滴や埃から守る防水フィルタをご用意

・ここに掲載されている温度センサは代表的な種類の温度センサです。掲載されている温度センサ以外にも，ご使用場所に合った温度センサをご用意することができます。詳しくは，各営業所，または出張所の営業担当者までお問い合わせください。
・寸法（直径・長さ等）につきましても，標準的，例示的なものの掲載となっております。お客様のご要望にあわせて，製作可能ですので詳細については各営業所, または出張所の営業担当者にご相談ください。（ご注文の際には直径・長さ等を指定してください。）
・ Temperature sensors listed below are typical Shinko sensors. We can also provide sensors suitable for the user's speciﬁcations other thanthose listed. For more information, please contact our agency or us. (When ordering, please specify the diameter, length, etc.)φD

湿度発信器 , 温湿度発信器 Humidity Detectors, Temperature/Humidity Detectors

温度センサ （熱電対 , 測温抵抗体） Temperature Sensor (Thermocouple, RTD)

120°

温度センサ （温度 , 湿度 , 他） Sensors (Temperature, Humidity, Other)

80

M

L

44

DSD-200-HA

赤外線温度センサ Infrared Temperature Sensors

RD-500シリーズ
RD-500 series

RD-600シリーズ
RD-600 series

RD-715-HA

13［特長］
・ 非接触で温度測定が可能
・ 防塵・防滴構造 IP65
・ ピンポイント測定可能なクロスフォーカスタイプをラインアップ[Features]
・ Possible to measure temperature without touching the object
・ Dust-proof/Drip-proof IP65
・Close focus type for pinpoint measurement

測定範囲
視 野 角
応答特性
出 力

Measurement range
Field-of-view
R e s p o n s e tim e
Output0～250℃，0～500℃
2:1（RD-502），15:1（RD-515)
240ms （9 0 % 応答）
直流電流 4～20mA DC

0 to 250℃, 0 to 500℃
2 :1(RD-502), 15:1(RD-515)
2 4 0 m s (9 0 % re s p o n s e )Direct current, 4 to 20mA DC［特長］
・光沢のある金属表面温度の計測に・防塵・防滴構造 IP65

[Features]・For measuring lustrous metal surfaces
・Dust-proof/Drip-proof IP65

測定範囲
視 野 角
応答特性

Measurement range
Field-of-view
R e s p o n s e tim e

出力50～400℃，150～1000℃
22:1（RD-622-LM） ，75:1（RD-675-HM）
1ms（ 9 0 % 応答）
直流電流 0～20mA DC, 4～20mA DC
直流電圧 0～5V DC, 0～10V DC
熱電対 K, J

Output

50 to 400℃, 150 to 1000℃
22:1(RD-622-LM), 75:1(RD-675-HM)
1 m s (9 0 % re s p o n s e )Direct current, 0 to 20mA DC, 4 to 20mA DC
DC voltage, 0 to 5V DC, 0 to 10V DC
Thermocouple K, J

［特長］
・コンパクトな検出端・速い応答時間・防塵・防滴構造 IP65

[Features]・Compact and sturdy sensing head・Quick response time・Dust-proof/Drip-proof IP65

測定範囲
視 野 角
応答特性
出
力

Measurement range
Field-of-view
R e s p o n s e tim e
Out put

0～500℃
15: 1
14ms （9 0 % 応答）
直流電流 4～20mA DC

0 to 500℃
15: 1
14 m s (9 0 % re s p o n s e )Direct current 4 to 20mA DC

14