多機能作成

InfReC Analyzer

NS9500 Standard
NS9500熱画像処理・操作 実現

、作成。
Excel

Word

熱 画 像 、可 視 画 像 、一括挿入。

編集機能、報告書上熱画像表示設定（熱画像、図形設定）変更 可能。

選択 →解析 →３

簡単

長/ 面積計算

被写体
測定距離 入力
設定図形 長 /面積 計算。

検索
過去 測定名、日付、検索可能。

、図形指定・中、温度値、容易

熱画像上 指定点・・BOX・多角形・円図形
温度値表示 放射率設定 可能。
、、3種類表示 可能。

放散熱量計算特定図形領域 放散熱量 計算。
被写体
熱損失 解析可能。

画質改善・補正
強調、強調、放射率補正、距離補正
多彩 画像処理機能 搭載。
建物診断（）：基本画像強調

強調&放射率補正（図形）

編集※1機能 撮影
複数枚 熱画像 1画像 結合編集機能。自動手動結合位置 調整 、不要部分可能。結合後 画像 解析 行。
基本画像仕様機能対応機種※6、データフォーマット

操作

ファイル管理既に弊社製品をお持ちで本ソフトウェアの購入を検討されているお客様は、担当営業にご相談ください。

サムネイル表示、画像編集、報告書データベース
ファイル検索（条件：ファイル名、日付、図形内温度、コメント）

表 示 ※2

温度スケール

上限/下限/中心の温度を任意に設定

カラーパレット

カラー7種類/モノクロ/反転表示、階調（8、16、32、64、128、256色）

画像表示

等温帯表示
（ISO）
、熱/可視画像合成 、デジタルズーム、コントラスト強調

その他

パノラマ編集※1、音声再生※4

※3

計測

指定点
（20点）
、自動追尾点（最高/最低）
BOX/多角形/円（各20個）、各図形内の最高/最低/平均温度

ライン計測

ラインプロファイル（縦直線/横直線/斜線/矩形線/十字線）

NS9500シリーズ 機能と比較表

ピーク/ボトムホールド 全画像/各図形内の最高/最低温度を保持しカーソル表示
ポイント温度、全画像/各図形内の最高/最低/平均温度

ヒストグラム

全画像/各図形

画像解析

熱画像減算、放散熱量計算、長さ/面積計算

放射率補正

全画像、指定点、各図形、環境温度（背景温度）
設定
フィルタリング、スムージング、エッジ強調、鮮明化

距離補正（環境温度、湿度、距離）、レンズ歪み補正

データ出力

動画：AVI、静止画：BMP/JPG、温度データ：CSV/テキスト

レポート出力MS-Word形式、MS-Excel形式※8※5

インストールディスク(CD-ROM) 取扱説明書含む、インストールマニュアル、使用許諾契約書、ユーザ登録カード

製品構成

動作環境
メモリ

2.0GB以上

ディスプレイ

XGA（1024×768）以上の高解像度ディスプレイ
65536（16ビット）色以上の表示が必要

オフライン

Core i5 2.0GHz以上

解析

ハードウェアCPU

Standard

Lite※7

熱画像/可視画像/合成表示

◯−

−

画像記録
（動画/静止画）

◯−−

図形設定

◯−−

カメラコントロール◯−−

トレンドグラフ◯−−

画面カスタマイズ◯−−

データベース検索◯◯−温度値検索◯◯−

日付時間検索◯◯−ポイント温度

◯◯

◯

エリア温度

◯

◯

◯※9

ホット / コールドスポット◯◯◯※10トレンドグラフ◯◯−ヒストグラム◯◯◯

ラインプロファイル◯◯◯

熱/可視画像合成

◯

◯

◯

減算機能

◯◯

−パノラマ編集機能◯◯◯

放散熱量計算◯◯−長さ / 面積計算◯◯−

イメージ保存JPG(静止画)、BMP(静止画)、AVI(動画)

CD-ROMドライブ
HDD：30MB以上の空き容量が必要（プログラムインストール用）

ディスク装置

アプリケーション

Microsoft 365（32bit/64bit）
Microsoft Office 2019（32bit/64bit）
Microsoft Word 2016（32bit/64bit）
Microsoft Excel 2016（32bit/64bit）※レポート出力、データ変換時に必要

出力OS
Windows 10 Home / Windows 10 Pro / Windows 10 Enterprise（32bit/64bit）（基本ソフトウェア） Windows 7 Ultimate / Professional / Home Premium（32bit/64bit）※Windows 8.1以前のOSでは、Ver2.7Aで使用可能

ソフトウェアProfessional

検索出力

イメージ補正その他

オンライン補正

トレンドグラフ

制 御・計 測・記 録

オフライン

ポイント計測エリア計測

R550シリーズ、R500EX/R500シリーズ、 JPG(静止画)、SVX(動画)、AVI(可視画像)
再生データフォーマット R450シリーズ、R300SR/R300シリーズ、G100シリーズ

Excel保存◯◯−

テキスト保存
（CSV）

◯◯

−

レポート
（Excel/Word）

◯◯

◯

多言語対応

◯※11

◯※12

◯※12

他

Microsoft、Windows、Word、Excel は米国および他国におけるMicrosoft社の登録商標です。
上記に記載されている製品名は、各社の商標または登録商標です。
※1 パノラマモードで撮影されたデータのみ ※2 設定される範囲は接続機器の仕様に準じます。 ※3 可視画像データがない場合は再生できません。 ※4 音声が記録されたデータ再生時のみ ※5 Rシリーズの超解像(SR)モードで撮影された画像のみ※6 特注レンジ、特注レンズは未対応 ※7 NS9500Liteは標準添付ソフトです。 ※8 R550シリーズ、R500EXシリーズ、R450シリーズ、R300SR/R300シリーズ ※9 BOX、ラインのみ ※10 画像全体、BOX、ラインのみ ※11 日本語、英語、ドイツ語、中国語（繁体字）、ロシア語 ※12 日本語、英語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、中国語（簡体字、繁体字）、ロシア語、ポルトガル語、韓国語、
フランス語★本ソフトウエアは「キャッチオール規制対象品」
です。
グループA(経済産業省:輸出貿易管理令別表第3参照)以外への輸出の場合には、（使途・販売先により）日本国の許可が必要となる場合があります。★詳しくは弊社販売員よりご説明いたします。

●記載されている会社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●カタログ中の画面はハメコミ合成です。●記載の仕様・デザイン・価格などは改善のため予告なしに変更する場合があります。
また、写真の色は印刷のため実際の商品の色と多少異なる場合があります。

安全 関注意使用 際 、製品 添付
取扱説明書 「警告・注意事項」読上、正使。高温、多湿、水、、腐食性
多 場所 設置。

https://www.avio.co.jp/

問 合、 用命 下記

センシングソリューション事業部 TEL 045-287-0303 FAX 045-287-0307
営業部〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4475 島村
中 部 支 店

TEL 052-951-2926

FAX 052-971-1327

西 日 本 支 店

TEL 06-6304-7361

FAX 06-6304-7363〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸内3-17-6

丸内〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1-11-16新大阪CSP●本カタログの記載内容は2022年3月現在のものです。 CAT.NO.430-028-J 2203-00-IP-Rv8