マイクロコンピュータ搭載
赤外線熱電対用受信計器
ＦＣＳ-２３Ａ-□/Ｉ
取扱説明書

はじめに
このたびは，マイクロコンピュータ搭載デジタル指示調節計[ＦＣＳ-２３Ａ-□／Ｉ] をお買い上げ頂きまして，まことにありがとうございました。
本書は，本器の設置方法，機能，操作方法および取扱いについて説明したものです。
本書をよくお読み頂き，充分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。
また，誤った取扱いなどによる事故防止の為，本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に，確実に届けられるようお取り計らいください。

ご注意
・本器は，赤外線熱電対(RD-300, RD-401)の専用受信機です。
放射物体の特性により，はじめに赤外線放射率補正の設定が必要です。
使用にあたっては記載された仕様範囲内で使用してください。
仕様範囲外で使用した場合，火災または本器の故障の原因になります。
・本書に記載されている警告事項，注意事項を必ず守ってください。
これらの警告事項，注意事項を守らなかった場合，重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
・本書の記載内容は，将来予告なしに変更することがあります。
・本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら，お手数ですが裏面記載の弊社営業所または出張所までご連絡ください。
・使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
・本書の記載内容の一部または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。
・本器を運用した結果の影響による損害，弊社において予測不可能な本器の欠陥による損害，その他すべての間接的損害について，いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)
安全上のご注意では，安全注意事項のランクを“警告，注意”として区分しています。
なお， 注 意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので，記載している事柄は必ず守ってください。

警 告

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。

注 意

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合，および機器損傷の発生が想定される場合。

警

告・感電および火災防止の為，弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
・感電，火災事故および機器故障防止の為，部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。

2

安全に関するご注意
・正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。
・本器は，産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。
代理店または弊社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。
(人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。)
・本器の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。
また，定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。
・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
本書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

ご注意
1. 取付け上の注意

注 意[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリ ，汚染度2[本器の使用は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が0～50℃(32～122 )で急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿度が35～85％RHで，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
・制御盤に設置する場合，制御盤の周囲温度ではなく，本器の周囲温度が 50 を超えないようにしてください。
本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。
※本器のケース材質は，難燃性樹脂を使用していますが，燃えやすいもののそばには設置しないでください。また，燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。

2. 配線上の注意

注 意・配線作業を行う場合，本器の通風窓へ電線屑を落とし込まないでください。
火災，故障，誤動作の原因となります。
・端子ねじを締め付ける場合，適正締め付けトルク以下で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじの破損およびケースの変形を生じる
恐れがあります。
・電源が24V AC/DCでDCの場合，極性を間違わないようにしてください。
・本器は電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず上記の装置類を，本器の近くに別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧250V AC，定格電流: 2Aのタイムラグヒューズ)3

3. 運転，保守時の注意

注意・感電防止および機器故障防止の為，通電中には端子に触れないでください。
・端子の増締めおよび清掃等の作業を行う時は，本器の電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
・本器の汚れは，柔らかい布類で乾拭きしてください。
(シンナ類を使用した場合，本器の変形，変色の恐れがあります)
・表示部は傷つきやすいので，硬い物で擦ったり，叩いたり等はしないでください。
輸出貿易管理令に関するご注意
大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

4

頁
１．形
名
1.1 形名説明··················································· ７
1.2 形名銘板の表示方法········································· ７
２．各部の名称とはたらき
８３．仕様設定3.1 内器の取出し··············································· ９
3.2 スイッチの設定(マルチファンクション) ······················· ９
3.3 内器の挿入··············································· １１
４．操
作
4.1 操作フローチャート······································· １２
4.2 操作····················································· １３
主設定モード ············································ １３
4.3 副設定モード ··········································· １３
設定値メモリ番号選択 ···································· １３
オートチューニング実行/解除 ····························· １３
比例帯設定·············································· １３
積分時間設定············································ １４
微分時間設定············································ １４
比例周期設定············································ １４
手動リセット設定········································ １４
警報1，2(A1, A2)設定 ···································· １４ループ異常警報時間設定 ·································· １４ループ異常警報動作巾設定 ································ １５4.4 補助機能設定モード1····································· １５
設定値ロック指定 ········································ １５
主設定値上限設定 ········································ １６
主設定値下限設定 ········································ １６センサ補正設定 ·········································· １６
4.5 補助機能設定モード2 ····································· １６
スケーリング上限設定 ···································· １６
スケーリング下限設定 ···································· １６
PVフィルタ時定数設定 ···································· １６
主出力上限設定 ·········································· １６主出力下限設定 ·········································· １７
主出力ON/OFF動作すきま設定 ······························ １７
警報1，2 (A1, A2) 動作励磁／非励磁 ······················ １７
警報1，2 (A1, A2) 動作すきま設定 ························ １７
警報1，2 (A1, A2) 動作遅延タイマ設定 ···················· １７制御出力オフ時表示選択 ·································· １８
主設定値上昇率設定 ······································ １８
主設定値下降率設定 ······································ １８赤外線放射率補正設定 ···································· １８
4.6 制御出力オフ機能········································ １９4.7 出力操作量表示，ステップ残時間表示 ······················ １９4.8 プログラムモード········································ ２０プログラム制御切り替え ·································· ２１
ステップ1～7の時間設定 ·································· ２１

5

頁
５．運
転
5.1 温度調節計として使用する場合····························· ２２
5.2 簡易プログラムコントローラとして使用する場合 ············· ２３
６．動作説明6.1 標準動作図··············································· ２４
6.2 ON/OFF動作図············································· ２５
6.3 パターンエンド動作図····································· ２５
6.4 警報1，2 (A1, A2) 動作図································· ２６７．制御動作の説明
7.1 ファジイセルフチューニングの説明 ························· ２８
7.2 Ｐ，Ｉ，Ｄの説明········································· ２８
7.3 本器のＰＩＤオートチューニングの説明 ····················· ２９８．その他の機能 ·························· ３０９．制御盤への取付け
9.1 場所の選定··············································· ３１
9.2 外形寸法図··············································· ３１
9.3 パネルカット············································· ３１
9.4 取付け ·················································· ３２線
１０．結
10.1 端子配列················································· ３３
10.2 結線例··················································· ３４１１．仕様
11.1 標準仕様················································· ３５
11.2 オプション仕様··········································· ３６３８１２．故障かな？と思ったら

１３．キャラクタ一覧表
13.1 主設定モード············································· ４０
副設定モード ············································· ４０
補助機能設定モード1,2 ···································· ４１
プログラムモード ········································· ４１
13.2 用語説明················································· ４２
13.3 放射率の例··············································· ４３

6

１．形

名

1.1 形名説明
太線の所には，制御出力(OUT1)，入力，オプション等の記号が入ります。
例）
ＦＣＳ-２３Ａ-Ｒ／Ｉ，Ａ２, ＬＡ

ループ異常警報出力
警報2 (A2)出力リレー接点出力
標準仕様
ＦＣＳ－２ ３ Ａ－□／Ｉ □ □制御動作 ３
警報1(A1)ＡＲ
制御出力(OUT1)
Ｓ
Ａ
入
力
Ｉ
Ａ２
ＬＡ
ＢＫ
オプション
ＢＬ
ＩＰ
ＴＣ

シリーズ型名：FCS-230
PID制御 *1
警報動作はキー操作で選択 *2
リレー接点
無接点電圧(SSR駆動用)
直流電流
赤外線熱電対 *3
A2出力(パターンエンド２出力を含む)
ループ異常警報出力
外観色：黒
ねじ式取付金具
防塵防滴
端子カバー

・オプションの詳しい内容は，オプション仕様を参照ください。
*1：ファジイセルフチューニングPID，PID，PD，ON／OFF動作を計器内部のディップスイッチで指定可能。
*2：警報動作を12種類，または警報動作なしを計器内部のロータリースイッチとディップスイッチで指定可能。
*3：RD-300, またはRD-401を用意しています。

警

告・本器に供給する電源を入れたまま，内器を取り出したり，端子に触れたりしなでください。
特に端子に触れると，感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
1.2 形名銘板の表示方法
形名銘板は，ケースと内器に貼っています。

形名銘板
①
②
③

２３Ａ-Ｒ／Ｉ
Ａ２
ＬＡ
Ｎｏ．

(例)
リレー接点出力/赤外線熱電対入力
警報2(A2)出力ループ異常警報出力①：形名，②：オプション名，③：計器番号(内器のみに表示)
7

２．各部の名称とはたらき

③
①

④
⑤

②

⑥

１

３

２

４

(図 2－1)①：ＰＶ表示器
実温度を赤色表示器に表示します。
②：ＳＶ表示器
設定値(SV)，操作量値(MV)，および時間(TIME)を緑色表示器に表示します。
③：□OUT 制御出力表示灯
制御出力がONの時，緑色表示灯が点灯します。
(直流電流出力形の場合は，0.125秒周期で操作量に対応し点滅します。)④：□A1 警報1(A1) 出力動作表示灯 (パターンエンド1出力を含む)
警報1(A1)出力，またはパターンエンド1出力がONの時，赤色表示灯が点灯します。
⑤：□A2 警報2(A2) 出力動作表示灯 (パターンエンド2出力を含む) (オプション)
警報2(A2)出力，またはパターンエンド2出力がONの時，赤色表示灯が点灯します。
⑥：□AT オートチューニング動作表示灯
オートチューニング動作中，黄色表示灯が点滅します。
：(アップキー)
設定値モードの時，SV表示器の数値を増加させます。
：(ダウンキー)
設定値モードの時，SV表示器の数値を減少させます。
：(モードキー)
設定モードの切替えを行います。
：(ＯＵＴ／ＯＦＦキー)
制御出力のON/OFFを行います。
また，プログラム制御のスタート／ストップを行います。
■キー操作の前に知っていただきたいこと
・どのモードからでもキーを約 1 秒間押すことにより制御出力オフ機能が働きます。
制御出力オフ機能が働くと，計器電源を切って再投入しても解除されず，制御出力オフ機能が働いたままです。解除するにはキーを約 1 秒間押します。
・設定値(数値)の登録は，また，どの設定項目からでもキーを押すことにより登録されます。
キーを約 3 秒間押すと，PV/SV 表示モードに戻ります。
8

３．仕様設定
3.1 内器の取出し
本器を通電する前に，計器下部のフックを矢印の方向に押しながら上下の凹部を持って，ケースから内器を手前に引き出してください。

3.2 スイッチの設定(マルチファンクション)
小さいマイナスドライバー，およびピンセット等を使用してロータリースイッチとディップスイッチで[警報 1(A1)動作，警報 2 (A2)動作，制御動作，加熱(逆)／冷却(正)動作，警報 1(A1)待機動作，A2 待機動作，℃／ 単位，プログラムスタートの手動／
自動]を以下の手順で指定してください。
＊：Ａ２(オプション)が付加されていなければ，ロータリースイッチ A2(SW301)は付加されていません。
制御動作の指定
加熱／冷却動作の指定

警報2(A2)動作の指定
警報2(A2)動作の指定

警報1(A1)待機動作の指定
警報2(A2)待機動作の指定℃／ F の指定
プログラムスタートの手動／自動の指定

ロータリースイッチ

ディップスイッチ

9

ディップスイッチ(SW304)により以下の項目を指定(変更)できます。
工場出荷時の値は，全て[ＯＦＦ]にセットしています。
項目

使用スイッチ№

指定の種類
ﾌｧｼﾞｲｾﾙﾌﾁｭｰﾆﾝｸﾞ PID
ＰＩＤ動作

制御動作

１と２
ＰＤ動作
ＯＮ／ＯＦＦ動作
加熱(逆)動作

加熱(逆)／冷却(正)動作

３
冷却(正)動作待機なし

警報 1(A1)待機動作

４
待機付
待機なし

警報 2 (A2)待機動作＊１

５
待機付
℃の指定

℃／

６
の指定

プログラムスタートの手動／自動手動スタート８
自動スタートスイッチの状態№１№２
ＯＦＦ ＯＦＦ
№１
№２
ＯＮ
ＯＦＦ
№１
№２
ＯＦＦ
ＯＮ
№１
№２
ＯＮ
ＯＮ
№３
ＯＦＦ
№３
ＯＮ
№４
ＯＦＦ
№４
ＯＮ
№５
ＯＦＦ
№５
ＯＮ
№６
ＯＦＦ
№６
ＯＮ
№８
ＯＦＦ
№８
ＯＮ

＊１：Ａ２(オプション)が付加されていなければ，待機付にしても機能しません。
キーを押さないと設定したプログラムは手動スタート：プログラム制御状態の時，
はたらきません。

自動スタート：プログラム制御状態の時，計器電源を入れて，約 2 秒間のウォームアップ状
態が終わった後，設定したプログラムがステップ 1 から自動的にはたらきます。

10

ロータリースイッチ A1(SW302)，A2(SW301)により警報動作の種類およびパターンエンド
出力を指定できます。
Ａ２(オプション)が付加されていなければ，ロータリースイッチ A2(SW301)は付加されていません。
・ロータリースイッチ A1(SW302)：警報 1(A1)動作およびパターンエンド１出力・ロータリースイッチ A2(SW301)：警報 2(A2)動作およびパターンエンド２出力
工場出荷時は，[警報動作なし]にセットしています。

Ａ１動作の種類

A1(SW301)
ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ№

Ａ２動作の種類

A2(SW301)
ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ№

警報動作なし0

警報動作なし0

上限警報動作1

上限警報動作1

下限警報動作2

下限警報動作2

上下限警報動作3

上下限警報動作3

上下限範囲警報動作

4

上下限範囲警報動作

4

絶対値上限警報動作

5

絶対値上限警報動作

5

絶対値下限警報動作

6

絶対値下限警報動作

6

パターンエンド１出力

7パターンエンド２出力

73.3 内器の挿入仕様設定が終われば，内器をケースに挿入してください。
計器下部のフックが，掛かるまで押し込んでください。(カチッと音がします。)

注

意

内器の向き(上下)を間違わないようにしてください。間違えたまま，無理に力を加えてケースに入れると，基板を破損するおそれがあります。

11

４．形

名

4.1 設定フローチャート(約１秒間)

ＰＶ／ＳＶ表示モード

制御出力オフ機能マニュアル(手動)制御＊１：ステップ残時間は，プログラム制御の時に表示できます。
＊２：ＡＴを実行すると，ＰＶ／ＳＶ表示モードに戻ります。
ＡＴを解除すると，[比例帯]の設定項目になります。
を選択して
を押すと
＊３：[プログラム制御切替え]の項目で，
ＰＶ／ＳＶ表示モードに戻ります。
出力操作量表示(約３秒間)

ステップ残時間表示 ＊１＋＋(約３秒間)[補助機能設定モード１]
設定値ロック選択[]＋＋(約３秒間)[補助機能設定モード２]
スケーリング上限設定[](約３秒間)[プログラムモード]
プログラム制御切替え[] ＊３

主設定値上限設定][

スケーリング下限設定[]

ステップ 1 時間設定[]

主設定値下限設定][

PV フィルタ時定数設定[]

ステップ 2 時間設定[]

センサ補正設定[]

主出力上限設定[]ステップ 3 時間設定[]

主出力下限設定[]ステップ 4 時間設定
[
]

比例帯設定
[ ]

主出力 ON/OFF 動作
すきま設定[]

ステップ 5 時間設定[]

積分時間設定[ ]警報 1(A1)動作励磁/非励磁選択[]

ステップ 6 時間設定[]

微分時間設定[ ]警報 2(A2)動作励磁/非励磁選択[]

ステップ 7 時間設定[]

比例周期設定[ ]警報 1(A1)動作すきま設定[]

手動リセット設定[]

警報 2(A2)動作すきま設定[]

警報 1(Ａ１)設定][

警報 1(A1)動作遅延タ
イマ設定[]

警報 2(Ａ2)設定][

警報 2(A2)動作遅延タ
イマ設定[]

ループ異常警報時間設定][

制御出力オフ時表示
選択[]

ループ異常警報動作巾
]設定[

主設定値上昇率設定[][主設定モード]
主設定[ ]＋[副設定モード]
設定値メモリ番号選択][

ＡＴ実行／解除][＋＊２

主設定値下降率設定][

赤外線放射部補正設定[ ]・点線はオプションを付加した場合に，表示します。
・＋：を押しながらを押します。
＋(約３秒間)：
を押しながら・＋＋(約３秒間)：
を押しながらを押して，を約３秒間押します。
・＋(約３秒間)：
を押しながら
を約３秒間押します。

12を約３秒間押します。

4.2 操作・電源投入後，約2秒間はPV表示器に[]または[]を表示し，SV表示器に[]または[]を表示します。
この間すべての出力，LED表示灯はOFF状態です。
その後，PV表示器に実温度，SV表示器に主設定値を表示して制御を始めます。
キーを押すと，主設定モードになります。
，，キーで設定値(数値)を増減します。
キーを押すと設定値が登録され，PV/SV表示モードに戻ります。
ＳＶ[ ]・主設定値を設定します。
・設定範囲：主設定下限設定値～SV上限設定値
・工場出荷時：0℃
4.3 副設定モード
キーを押しながら，キーを押すと，副設定モードになります。
，，キーで設定値(数値)を増減します。
キーを押すと設定値が登録され，設定項目が切替わります。
]
設定値メモリ番号選択[・設定するメモリ番号，または呼出すメモリ番号を選択します。
・選択項目：1～7・工事出荷時：1
オートチューニング実行／解除[]
・ＡＴ(オートチューニング)の実行／解除を指定します。
キーを押すとPV/SV表示モードに戻ります。解除しない(ATの実行を指定してと，他の設定はできません。)
・[制御動作の指定]で，ON/OFF動作，またはPD動作に指定した場合，この設定項目
は表示しません。
・オートチューニングを途中で解除すると，P,I,Dの値はオートチューニング実行
前の値になります。
比例帯設定[ ]・比例帯を設定します。
・[制御動作の指定]で，ON/OFF動作に指定した場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：0.1～999.9％
・工場出荷時：2.5％13積分時間設定[ ]・積分時間を設定します。
設定値を0にすると，積分動作ははたらきません。
・[制御動作の指定]でON/OFF動作，またはPD動作に指定した場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：0～3600秒
・工場出荷時：200秒
微分時間設定[ ]・微分時間を設定します。
設定値を0にすると，微分動作ははたらきません。
・[制御動作の指定]でON/OFF動作に指定した場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：0～3600秒
・工場出荷時：50秒
比例周期設定[ ]・比例周期を設定します。
・[制御動作の指定]でON/OFF動作に指定した場合，この設定項目は表示しません。
・リレー接点出力形の場合，比例周期の時間を短く設定すると，リレーの動作回数が多くなり，リレー接点の寿命が短くなります。
・直流電流出力計の場合は，この設定項目はありません。
・設定範囲：1～120秒
・工場出荷時：リレー接点出力形の場合30秒，無接点電圧出力形の場合3秒
手動リセット設定[]
・オフセット(平衡状態における，SVとPVの差)の修正のためリセット値を設定します。
・[制御動作の指定]でPD動作以外に指定した場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：比例帯換算値の±100.0%
・工場出荷時：0.0℃[手動リセットの設定方法]
ＳＶ＞ＰＶの時：＋の値(SV-PV)を設定してください。
ＳＶ＜ＰＶの時：－の値(SV-PV)を設定してください。
警報１(A1)設定[]
・警報１(A1)出力の動作点を設定します。
・0 または 0.0 に設定すると，警報動作ははたらきません。
(絶対値上限警報，絶対値下限警報は除く)
・[警報１(A1)動作の指定]で，ロータリースイッチ№0，または№7に指定した場合，
この設定項目は表示しません。
・設定範囲：(表2)参照
・工場出荷時：0℃
警報２(A2)設定[]
・警報２(A2)出力の動作点を設定します。
・0 または 0.0 に設定すると，警報動作ははたらきません。
(絶対値上限警報，絶対値下限警報は除く)
・Ａ２出力(オプション)を付加していない場合，またはＡ２出力(オプション)を付加していても[警報２(A2)動作の指定]でロータリースイッチ№0，または№7に指定した場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲，工場出荷時の値は，Ａ１設定と同じです。

14ループ異常警報時間設定[]
・ループ異常警報を判断する為の時間を設定します。
・ループ異常警報(オプション)を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：0～200分
・工場出荷時：0分
ループ異常警報動作巾設定[]・ループ異常警報を判断する為の動作巾を設定します。
・ループ異常警報(オプション)を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：0～100℃( )・工場出荷時：0℃[警報１，２(A1, A2)の設定範囲]
待機付の設定範囲も同じです。
(表2)
警報動作の種類
設定範囲
上限警報－入力レンジ巾～入力レンジ巾
下限警報－入力レンジ巾～入力レンジ巾
上下限警報
0～入力レンジ巾
上下限範囲警報
0～入力レンジ巾
絶対値上限警報
入力レンジ最小値～入力レンジ最大値
絶対値下限警報
入力レンジ最小値～入力レンジ最大値
4.4 補助機能設定モード１
キーを押しながら，キーを約3秒間押すと，補助機能設定モード1になります。
，，キーで設定値(数値)を増減します。
キーを押すと設定値が登録され，設定項目が切り替わります。
]
設定値ロック選択[
・設定値をロックし誤設定を防止する機能で，選択状態によりロックされる設定項
目が異なります。
・設定値ロック選択を行う場合，ロック解除の状態で必要な設定項目の設定をしてから，設定値ロック選択を行ってください。
，またはを指定している場合，ファジイセルフチューニングPID，オ・ートチューニングPIDははたらきません。
・選択項目：(ロック解除)：全設定値の変更ができます。
(ロック1)：全設定値の変更ができません。
(ロック2)：主設定モードのみ変更ができます。
(ロック3)：全設定値の変更ができますが，変更したデータは，不揮発性メモリに書込みを行いませんので計器電源を切ると前の値に戻ります。一時的に設定値を変えるような場合に使用します。
・工場出荷時：ロック解除状態[ロックモード３について]
・定値制御(通常の調節計)でお使いの場合。
選択している設定値メモリ番号での，一時的な設定値変更は可能ですが，設定値
メモリ番号を変えますと，前の番号で変更した設定値は取り消されます。(設定前の値に戻ります。)
・プログラム制御でお使いの場合。
実行中のステップ番号での一時的な設定値変更は可能ですが，ステップ番号が変わりますと，変更した設定値は取り消されます。(設定前の値に戻ります。)
運転待ち状態での設定値変更は無効です。(メモリに記憶された値で運転を開始
します。
15

主設定値上限設定[]
・主設定値の上限を設定します。
・設定範囲：主設定値下限設定値～入力レンジの最大値
・工場出荷時：400℃
主設定値下限設定[]・主設定値の下限を設定します。
・設定範囲：入力レンジの最小値～主設定値上限設定値
・工場出荷時：0℃
センサ補正設定[]
・センサの補正値を設定します。
・設定範囲：-100.0～100.0℃( )・工場出荷時：0.0℃
4.5 補助機能設定モード２とキーを押しながら，キーを約3秒間押すと，補助機能設定モード2になります。
，，キーで設定値(数値)を増減します。
キーを押すと設定値が登録され，設定項目が切り替わります。
スケーリング上限設定[]
・スケーリングの上限値を設定します。
スケーリングの上限値を変更した場合，主設定値上限設定の値は，スケーリング
上限設定の値と同じ値になります。
・設定範囲：スケーリング下限値～入力レンジの最大値
・工場出荷時：500℃
スケーリング下限設定[]
・スケーリングの下限値を設定します。
スケーリングの下限値を変更した場合，主設定値下限設定の値は，スケーリング
下限設定の値と同じ値になります。
・設定範囲：入力レンジの最小値～スケーリング上限値
・工場出荷時：-50℃
ＰＶフィルタ時定数設定[]
・PVフィルタ時定数を設定します。
外乱などでPV値が変動する場合，設定値を徐々に大きくしながら変動しなくなる
値を見つけて設定値とします。
ただし，設定値が大きすぎると，応答の遅れにより制御結果に悪い影響を与えることがあります。
・設定範囲：0.0～10.0秒
・工場出荷時：0.0秒
主出力上限設定[]・主出力の上限値を設定します。
・ON/OFF動作に指定した場合，この設定項目は表示しません。
100%を越える設定は，直流電流出力形の時に有効です。
・設定範囲：主出力下限値～105％
・工場出荷時：100％16主出力下限設定[]
・主出力の下限値を設定します。
・ON/OFF動作に指定した場合，この設定項目は表示しません。
0%未満の設定は，直流電流出力形の時に有効です。
・設定範囲：-5％～主出力上限値
・工場出荷時：0％
主出力ON/OFF動作すきま設定[]
・主出力側のON/OFF動作すきまを設定します。
・[制御動作の指定]でON/OFF動作に指定した場合のみ，この設定項目は表示します。
・設定範囲：0.1～100.0℃( )・工場出荷時：1.0℃
警報１(A1)動作励磁／非励磁選択[]
・内部スイッチ(SW302)をNo.0, No.7以外に選択した場合，この設定項目は表示されます。
(励磁)・選択項目：(非励磁)・工場出荷時：励磁：
警報２(A2)動作励磁／非励磁選択[]
・Ａ２(オプション)を付加している場合，または内部スイッチ(SW301)をNo.0, No.7
以外に選択した場合，この設定項目は表示されます。
・選択項目，工場出荷時の値は，警報１(A1)動作励磁／非励磁選択と同じです。
警報１(A1)動作すきま設定[]
・警報１(A1)の動作すきまを設定します。
・[警報１(A1)動作の指定]で，ロータリースイッチ№0，または№7に指定した場合，
この設定項目は表示しません。
・設定範囲：0.1～100.0℃
・工場出荷時：1.0℃
警報２(A2)動作すきま設定[]
・警報２(A2)の動作すきまを設定します。
・Ａ２(オプション)を付加していない場合，または付加していても[警報２(A2)作の指定]でロータリースイッチ№0，または№7に指定した場合，この選択項目は表示
しません。
・設定範囲，工場出荷時の値は，Ａ１動作すきま設定と同じです。
警報１(A1)動作遅延タイマ設定[]
・警報１(A1)の動作遅延時間を設定します。入力が，警報出力範囲に入ってから設定時間を経過すると，警報出力がONになります。
・[警報１(A1)動作の指定 ]で，ロータリースイッチ№0，または№7に指定した場合，
この設定項目は表示しません。
・設定範囲：0～9999秒
・工場出荷時：0秒
警報２(A2)動作遅延タイマ設定[]
・警報２(A2)の動作遅延時間を設定します。入力が，警報出力範囲に入ってから設
定時間を経過すると，警報出力がONになります。
・Ａ２(オプション)を付加していない場合，または付加していても[警報２(A2)動作の指定]でロータリースイッチ№0，または№7に指定した場合，この選択項目は表示しません。
・設定範囲，工場出荷時の値は，警報１(A1)動作遅延タイマ設定と同じです。

17

制御出力オフ時表示選択[]
・制御出力オフ時の表示を選択します。
(PV表示器にOFFを表示します。)
・選択項目：(無表示)(全て消滅)(PV値のみ表示)
・工場出荷時：PV表示器にOFF表示
主設定値上昇率設定[]・主設定値の上昇率を設定する項目で，1分間に上昇する値を設定します。
0に設定すると，この機能ははたらきません。
・設定範囲：0～9999℃
・工場出荷時：0℃／分
主設定値下降率設定[]・主設定値の下降率を設定する項目で，1分間に下降する値を設定します。
0に設定すると，この機能ははたらきません。
・設定範囲：0～9999℃
・工場出荷時：0℃
赤外線放射率補正設定[]
・赤外線の放射率を補正するモードです。
測定する物体の標準的な，放射率が分かっていても赤外線熱電対の特性上放射率の補正が必要です。
・設定範囲：0.100～1.000
・工場出荷時：0.900[ループ異常警報について]
出力操作量が100％，または出力上限値に達した後，PV値がループ異常警報の判断時間内に，その巾だけ(上昇)しない時，警報が出力されます。
また，出力操作量が0％，または出力下限値に達した後，PV値がループ異常警報の判断
時間内にその巾だけ(下降)しない時，警報が出力されます。
制御動作が正動作の時は，先の( )内がそれぞれ下降および上昇となります。
[励磁／非励磁について]
警報動作を励磁に選択した場合，警報出力表示灯が点灯時，警報出力(端子⑥－⑦間)は導通状態(ON)になり，警報出力表示灯が消灯時，警報出力は非導通状態(OFF)になります。(図4.5－1)
警報動作を非励磁に選択した場合，警報出力表示灯が点灯時，警報出力(端子⑥－⑦間)
は非導通状態(OFF)になり，警報出力表示灯が消灯時，警報出力は導通状態(ON)になります。(図4.5－1)
A1動作すきまA1動作すきま

ON

ON

OFF

OFF
SV設定

＋A1設定点SV設定

上限警報(励磁設定)の時＋A1設定点上限警報(非励磁設定)の時(図4.5－1)
18

4.6 制御出力オフ機能
制御出力オフ機能[]
・制御動作を一時停止したい時や複数台の内，使用しない本器の電源を切らずに制”と表示されます。
御出力をOFFにする機能で，PV表示器に“キーを約1秒間押すと，制御出力オフ機能がはたらき，・どのモードからでも[制御出力オフ時表示選択]で選択した表示になります。
キーを約1秒間押すと，制御出力オフ機能が解除されます。
再度・制御出力オフ機能は，本器の電源を切り，再度電源を投入しても解除されません。
キーを約1秒間押してください。
解除するには，
キーがプログラムスタート／ストップのキーとなり・プログラム制御の時は，ますので，制御出力オフ機能ははたらきません。
4.7 出力操作量表示，ステップ残時間表示
出力操作量表示・PV/SV表示モードの時，
キーを約3秒間押し続けます。
キーを押し続けると，出力操作量表示
途中で主設定モードになりますが，になります。
キーを押すとPV／SV表示モードに戻ります。
定値制御の場合，再度ステップ残時間表示
キーを押すと，ステップ残プログラム制御の場合，出力操作量表示の時に時間表示になります。再度キーを押すとPV／SV表示モードに戻ります。

19

4.8 プログラムモード
キーを押しながら，キーを約3秒間押すと，プログラムモードになります。
，
キーで設定値(数値)を増減します。
キーを押すと設定値が登録され，設定項目が切り替わります。
・定値制御時に設定した設定値メモリ番号 1～7 の各設定値は，ステップ番号 1～7の設定値になります。
例えば，ステップ 1 の設定値は，設定値メモリ番号 1 に，ステップ 2 の設定値は設定値メモリ番号 2 の値となります。
・パターンエンド出力を指定し，プログラム制御にすると，プログラム終了時にパターンエンド出力が ON になります。
キーを押すと，パターンエンド出力は OFF・パターンエンド出力が ON の時，になります。再度，キーを押すと，プログラムが実行されます。
・プログラムパターンの例を以下に示します。
7 ステップのうち使用しないステップ番号は，ステップ時間を 00.00 にしてください。

[例]
ステップ番号(設定値メモリ番号)
主設定値
比例帯
積分時間
微分時間
比例周期
警報１(A1)
警報２(A2)ステップ時間

１

２

３

４

５

６

７

500
2.0
180
30
30
2
2
00：30

500
1.8
80
20
30
5
5
01：00

1000
2.0
180
30
30
2
2
00：40

1000
1.8
80
20
30
5
5
01：00

200
2.5
200
50
30
10
10
02：00

200
1.8
80
20
30
0
0
00：30

100
2.0
200
50
30
5
5
01：00

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

20

キーを押しながら，キーを約 3 秒間押すと，プログラムモードになります。

プログラム制御切替え[]
・定値制御，プログラム制御の切り替えを行います。
・定値制御の時に，キーを押すとPV／SV表示モードに戻ります。
(プログラム制御にしないと，ステップ1時間設定からの設定はできません。)(定値制御)
・選択項目：(プログラム制御)(定値制御)
・工場出荷時：プログラム制御切替えで，(プログラム制御)を選択し，キーを押すとステップ 1 からステップ 7 までの時間設定ができます。
ステップ１～７までの時間設定は，プログラム制御の時のみ表示します。
]
ステップ1時間設定[
・ステップ1の時間を設定します。(プログラム制御の時のみ表示します。)
・ ００.００

分表示
時間表示例)：1時間58分を設定する場合，[します。
・設定範囲：00.00から99.59
・工場出荷時：00.00]と設定]
ステップ2時間設定[
・ステップ2の時間を設定します。(プログラム制御の時のみ表示します。)
・設定範囲と工場出荷時の値はステップ1時間設定と同じです。
]
ステップ3時間設定[
・ステップ3の時間を設定します。(プログラム制御の時のみ表示します。)
・設定範囲と工場出荷時の値はステップ1時間設定と同じです。
]
ステップ4時間設定[
・ステップ4の時間を設定します。(プログラム制御の時のみ表示します。)
・設定範囲と工場出荷時の値はステップ1時間設定と同じです。
]
ステップ5時間設定[
・ステップ5の時間を設定します。(プログラム制御の時のみ表示します。)
・設定範囲と工場出荷時の値はステップ1時間設定と同じです。
]
ステップ6時間設定[
・ステップ6の時間を設定します。(プログラム制御の時のみ表示します。)
・設定範囲と工場出荷時の値はステップ1時間設定と同じです。
]
ステップ7時間設定[
・ステップ7の時間を設定します。(プログラム制御の時のみ表示します。)
・設定範囲と工場出荷時の値はステップ1時間設定と同じです。

21

５．運
転
制御盤への取付け，配線が完了しましたら次の順序で運転を開始します。
5.1 温度調節計として使用する場合(1)FCS-23A 電源ON本器へ供給される電源をONにします。
・電源投入後約2秒間，PV表示器，SV表示器は表3のように表示します。
この間すべての出力，LED表示はOFF状態となります。
・その後，PV/SV表示となります。
・制御出力オフ機能がはたらいている場合，PV表示器に[制御出力オフ時表示選択]で選択した項目が表示されます。
(表3)
入 力

℃
PV表示器

SV表示器

PV表示器

SV表示器

RD-300または
RD-401(2)設定値入力[4.操 作]以降を参照して各設定値を入力してください。
ファジイセルフチューニングPID動作で制御する場合，立ち上がりの条件を良くする
ため制御開始時，オートチューニング実行／解除で実行に指定してください。
(3)赤外線放射率の設定
一般的に放射率の例のように，物体による放射率は決まっていますが，
赤外線熱電対(RD-300, RD-401)の特性上，実際の物体表面温度を測定する必要があります。(当社のDFT-700-Mをご使用ください。)
赤外線放射率補正設定で，先の表面温度になるよう設定してください。
・低温域で，表面温度と計器の指示値が一致しない場合，センサ補正設定で調整
してください。
・高温域で，表面温度と計器の指示値が一致しない場合，赤外線放射率補正設定
で調整してください。
(4)負荷回路の電源をONにする
負荷回路の電源をONにします。
制御対象を主設定値に保つよう，調節動作を開始します。

22

5.2 簡易プログラムコントローラとして使用する場合
前頁の温度調節計として使用する場合と同じように，(1)～(4)まで行います。
(1)～(4)までの説明は同じなので，省略させていただきます。
(1)FCS-23A 電源ON(2)設定値入力(3)負荷回路の電源をONにする(4)プログラム制御開始[プログラムスタートの手動／自動の指定]で，自動スタートに指定した場合，電源投入後，約2秒間ウォームアップ状態となり，その後，自動的にステップ1からプ
ログラム制御を開始します。
プログラムスタートの手動／自動の指定で，手動スタートに指定した場合，電源投入後，約2秒間ウォームアップ状態となり，運転待ち状態になります。
キーを押すと，ステップ1よりプログラム制御を開始します。
この状態でプログラム制御実行(RUN)中，ステップ番号(設定値メモリ番号)変更は無効となります。
・プログラム制御を途中で終了する
キーを約1秒間以上押すと，プログラム制御を終了します。
・PV／SV表示，出力操作量表示，ステップ時間表示切替え
キーを約3秒間押し続けると，出力操作量表示モードになり，再度
キー
を約3秒間押すと，ステップ残時間表示モードになります。
・停電後の計器の状態は，以下に示すような状態になります。
プログラム制御の実行中に停電し，電源が復帰した場合，本器はプログラムの続きを実行します。(停電した時のステップが終了するまでPV値は点滅します。)

23

６．動作説明
6.1 標準標準図
加熱(逆)動作

冷却(正)動作

比例帯

比例帯

ON

ON

制御動作
OFF

OFF
SV設定

Ｒ／□

SV設定

+ 6

+ 6

+ 6

+ 6

+ 6

+ 6

- 7

- 7

- 7

- 7

- 7

- 7

偏差に応じて周期動作

+ 6
Ｓ／□

+ 6
12V DC- 7

偏差に応じて周期動作+ 6

12/0V DC

- 7

+ 6

0V DC

0V DC

- 7

- 7

+ 6

+ 6
20mA DC

- 7

+ 6

+ 6
4mA DC- 7+ 6
4mA DC- 7

4～20mA DC

- 7

+ 6

20mA DC- 7

偏差に応じて連続的に変化

偏差に応じて連続的に変化
表示
緑(OUT1)

12V DC- 7

偏差に応じて周期動作

20～4mA DC

- 7

+ 6

0/12V DC

- 7

偏差に応じて周期動作

Ａ／□

+ 6

点灯

消灯

部分はON(点灯)またはOFF(消灯)します。

24

消灯

点灯

6.2 ON/OFF 動作図

加熱(逆)動作

冷却(正)動作

動作すきま

動作すきま
ON

ON
制御動作

OFF

OFF
SV設定

SV設定

Ｒ／□

+ 6

+ 6

+ 6

+ 6

- 7

- 7

- 7

- 7

+ 6

+ 6
12V DC

Ｓ／□

- 7

- 7

+ 6

+ 6

- 7
表示
緑
(OUT1)

- 7

- 7
+ 6
4mA DC

- 7

点灯

- 7

消灯

消灯

6.3 パターンエンド動作図
ON

OFF
時間

キーを押す

(プログラム制御終了)(パターンエンド出力解除)

3

3

3

4

4

4

パターン
エンド出力

表示
赤(A1)

消灯

点灯

消灯

・パターンエンド出力は，プログラム制御終了後 ON になります。
キーを押すまで解除されません。
25+ 6
20mA DC- 7

部分はON(点灯)またはOFF(消灯)します。

パターン
エンド動作

12V DC

0V DC

4mA DC

20mA DC

Ａ／□

+ 6

+ 6
0V DC

点灯

6.4 警報１，２(Ａ１，Ａ２)動作図
上限警報

下限警報
A1動作すきまON

A1動作すきま

ON

警報動作
OFF

OFF
－A1設定点SV設定＋A1設定点－A1設定点

＋側

＋側

－側

－側

SV設定

＋A1設定点

警報出力

上下限警報

上下限範囲警報
A1動作すきまON

A1動作すきま

ON

警報動作
OFF

OFF
A1設定点

SV設定

A1設定点

A1設定点

SV設定

A1設定点

警報出力
絶対値上限警報

絶対値下限警報

A1動作すきまA1動作すきま

ON

ON

警報動作
OFF

OFF
A1設定点

A1設定点

警報出力
待機付上限警報

待機付下限警報
A1動作すきまON

A1動作すきま

ON

警報動作
OFF

OFF
－A1設定点SV設定＋A1設定点－A1設定点

＋側

＋側

－側

－側

警報出力

26

SV設定

＋A1設定点待機付上下限警報

待機付上下限範囲警報

A1動作すきまON

A1動作すきま

ON

警報動作
OFF

OFF
A1設定点

SV設定

A1設定点

A1設定点

SV設定

A1設定点

警報出力
待機付絶対値上限警報

待機付絶対値下限警報

A1動作すきまA1動作すきま

ON

ON

警報動作
OFF

OFF
A1設定点

A1設定点

警報出力

：A1出力端子⑨－⑩間 ON：A1出力端子⑨－⑩間 ONまたはOFF：A1出力端子⑨－⑩間 OFF：この部分において待機機能がはたらきます。
A2出力の場合，端子⑦－⑧間に出力します。
A1，A2表示灯は，それぞれの出力端子がONの時点灯，出力端子がOFFの時消灯します。

27

７．制御動作の説明
7.1 ファジイセルフチューニングの説明
ファジイセルフチューニングは，PIDの微調整を自動で行う機能です。
変種変量生産などによりプロセスの状態が変化する場合でも，安定制御が可能です。
(1) 立ち上げ時は，あらかじめチューニングされたPID値で制御を行います。
(2) 外乱やプロセスの変動により制御結果にみだれが生じた場合，その収束状況をチェ
ックし，必要に応じてPID値の微調整を行います。
・外乱による変動からの収束がスムーズに行われた時は，PID値は変更しません。
・収束速度が遅い時は，早く収束するようにPID値を修正します。
・収束時にオーバシュートが発生した時は，オーバシュートが発生しなくなるようにPID値を修正します。
・ハンチングが発生した時は，そのハンチングの波形を調べて，PID値の微調整を行います。
計器自身は常にセルフチューニング状態にあり，偏差が生じればチューニングが始まります。
ファジイセルフチューニング状態であっても，ハンチングが極端に大きく，制御が安定しない場合は，オートチューニングが始まります。
キー操作でオートチューニングの実行を指定した場合，オートチューニングを行い，制御が安定すれば，オートチューニングは解除され，セルフチューニング状態に戻ります。
・ロックモード1または2を指定している場合，ファジイセルフチューニング，オートチューニングPID動作ははたらきません。
・負荷変動が周期的に発生する制御系の場合は，ファジイセルフチューニングPID制
御が誤動作する場合があります。
このような場合にはPIDオートチューニングでご使用ください。
7.2 P，I，Dの説明(1) 比例帯(P)
比例動作は，設定値とプロセス温度との偏差に比例して制御出力が変化する動作です。
比例帯を狭くすれば，わずかなプロセス温度の変化に対しても制御出力が変化し，オフセットが小さくなって良好な制御結果が得られます。
しかし，極端に比例帯を狭くすると，少しの外乱でもプロセス温度に変動が生じ，
ON /OFF動作のような制御となり，ハンチング現象を起こします。
(振動的な制御になります)
最適値を求めるには，プロセス温度が設定値近くで平衡状態となり，一定温度に安定する制御結果を観察しながら比例帯をだんだん狭くして最適値を選びます。
(2) 積分時間(I)積分動作は，オフセットを除去するために用いる動作です。
積分時間を短くすると，設定点への引き戻しは速くなりますが，振動の周期性が速くなり安定性は不利になります。
(3) 微分時間(D)
微分動作は，プロセス温度の変化を変化速度に応じて，引き戻す動作です。
オーバシュート，アンダシュートの振幅を減少させます。
微分時間を短くすると引き戻し量が少なくなり，微分時間を長くすると戻り過ぎの現象が出て，制御系が振動的になることがあります。

28

7.3 本器のPIDオートチューニング
Ｐ，Ｉ，ＤおよびＡＲＷの各値を自動設定するために，制御対象に強制的に変動を与えて各値の最適値を設定します。
(1) 設定値と制御温度の鎖が大きい立上がりの場合
定格目盛巾(スケーリング巾)の1.5%

設定値

温

度

オートチューニングで設定された
PID定数で制御を行う。

時 間(図7.3－1)(2) 制御中の安定時，または制御温度が定格目盛巾(スケーリング巾)の±1.5%以内の場合
設定値で変動を与えます。

オートチューニング開始点

設定値
温 度

オートチューニングで設定された
PID定数で制御を行う

時 間(図7.3－2)(3) 制御温度が設定値より定格目盛巾(スケーリング巾) の1.5%以上の場合
設定値より定格目盛巾(スケーリング巾)の±1.5%高い温度で変動を与えます。
定格目盛巾(スケーリング巾)の1.5%

温

度

設定値
オートチューニングで設定された
PID定数で制御を行う

時間(図7.3－3)29

８．その他の機能(1)自己診断機能
ウォッチドッグタイマでＣＰＵを監視し，異常時は全出力をOFFにして，計器を初期状態に戻します。
(2)自動冷接点温度補償
熱電対と計器との端子接続部の温度を検出し、常時基準点を0℃(32 )に置いているのと同じ状態にします。
(3)ウォームアップ表示
計器通電後約2秒間，PV表示器，SV表示器は下記の通り表示します。
℃
PV表示器

SV表示器

PV表示器

SV表示器

(4)設定値ランプ機能
主設定値変更時，設定された上昇率，下降率で変更前の設定値から変更後の設定値まで主設定値が変化します。
電源投入時は，その時のPV値から主設定値までその変化率で変化します。

30

９．制御盤への取付け
9.1 場所の選定[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリⅡ，汚染度２[本器の使用は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性ガス，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が0～50℃(32～122 )で急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿気が35～85％RHで，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や大電流の流れている電線から離れているところ。
・水や油，薬品等，またはそれらの蒸気が直接あたるおそれのないところ。
9.2 外形寸法図

44.5●ワンタッチ式取付金具

□48

10

100

10

100

□48

45＋0.5075

45＋0.50

9.3 パネルカット

45＋0.50

n×48－3 ＋0.50横方向密接取付， ｎ：取付台数
31

59.7

44.5

●ねじ式取付金具

9.4 取付け[ワンタッチ式取付金具使用時]取付け可能なパネルの板厚：1～3mm以内
先にワンタッチ式取付金具①を計器の上下に取付けてから計器②を制御
盤前面から挿入します。
ソフトフロントカバー(FC-48-S)を用いた場合，取付け可能なパネルの板厚は1～2.5mm以内です。

①

天
↑

②

↓

①

地

[ねじ式取付金具 (オプション：BL)使用時]取付け可能なパネルの板厚：1～8mm以内
計器を制御盤前面から挿入してください。
ケース上下の穴に取付金具をひっかけ，ねじを締め付けて固定してください。

天
↑
天
↑

↓
↓

地

地

警

告

ケースは樹脂製ですので，ねじ式取付金具のねじを必要以上に締め過ぎると，ねじ式取付金具やケースが変形するおそれがあります。
締め付けトルクは，0.12N・mを指定してください。

32

１０．配

線

警

告

配線等の作業を行う時は，本器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
また，本器電源を入れる前に，必ず本器の接地配線を行ってください。

10.1 端子配列①＋

AC 100～240V
or AC/DC 24V＋⑥
S/M or A/M
⑦
－

⑥
R/M

②－

⑦

③

＋
⑧

④

⑨

⑤

⑩
－ 赤外線熱電対

A1/P.END1
A2/LA/P.END2

・

A1: 警報1 (A1)出力
P.END1: パターンエンド1出力
A2: 警報2 (A2)出力
P.END2: パターンエンド2出力
LA: ループ異常警報出力

注意・本器の端子台は，左側から配線する構造になっています。
リード線は，必ず左側方向から端子へ挿入し，端子ねじで締め付けてください。
・点線は，オプション指定の場合を示し，指定がなければこの端子はありません。
・警報 2 (A2)出力(パターンエンド2出力)とループ異常警報出力を併せて付加する場合，出力端子は共通です。

3.2mmφ5.8mm 以下

5.8mm 以下

■推奨端子について
下記のような，M3のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
締め付けトルクは，0.63N・mを指定してください。
圧着端子
メーカ
形 名
締付トルク
ニチフ端子
TMEV 1.25Y-3
Y形
日本圧着端子VD1.25-B3A
0.63N･m丸形
ニチフ端子
TMEV 1.25-3
日本圧着端子V1.25-333

3.2mm

10.2 配線例

注

意・赤外線熱電対，補償導線は本器の入力に合ったものをご使用ください。
・本器は外部電源スイッチおよびヒューズを内蔵していません。
必ず上記の装置類を，本器の近くに別途設けてください。
・電源が24V AC/DCで，DCの場合，極性を間違わないようにしてください。
・リレー接点出力形については，内蔵リレー接点保護の為，外部に負荷の容量に合ったリレーのご使用をおすすめします。
・入力線(赤外線熱電対)と電源線，負荷線は離して配線してください。

単相ＦＣＳ-２３Ａ-Ｒ／Ｉ

＊
電磁開閉器

警報器
(温度警報用)
赤外線熱電対ヒータ＊：予期しない大きなレベルのノイズによる，本器への悪影響を防ぐ為，電磁開閉器のコイル間にスパークキラーを付けることをおすすめします。

34

１１．仕
様
11.1 標準仕様
取付方式 制御盤埋込方式
設
定 メンブレンシートキー
表 示 器 PV表示器------------ 赤色LED4桁 文字寸法：8×4mm(高さ×巾)
SV/MV/TIME表示器---- 緑色LED4桁 文字寸法：8×4mm(高さ×巾)
精度(設定・指示)：入力レンジフルスケールの±0.3％±1デジット以内(冷接点温度補償精度 ±1℃------------- 0～50℃)
入力サンプリング周期 0.125秒
定格目盛 –50～500℃，-50～1000
分解能
1℃( )
入
力 赤外線熱電対：RD-300，またはRD-401
制御出力
リレー接点 1a1b
制御容量 ：3A 250V AC(抵抗負荷)
1A 250V AC(誘導負荷 cosφ=0.4)無接点電圧(SSR駆動用)
12＋２－０V DC 最大40mA(短絡保護回路付)
直 流 電 流 4～20mA DC (絶縁形) 負荷抵抗：最大550Ω
警報１(A1)出力 主設定に対して±の偏差設定で(絶対値警報は除く)，入力がその範囲を超えると出力がON，またはOFF(上下限範囲警報)になります。
設定精度 ：指示精度と同じ
動
作 ：ON/OFF動作
動作すきま：0.1～100.0℃( )出
力 ：リレー接点 1a
3A 250V AC(抵抗負荷)
1A 250V AC(誘導負荷 cosφ=0.4)(但し，A1, A2コモン端子は最大3A)制御動作 ファジイセルフチューニングPID動作，PID動作，PD動作，ON/OFF動作の中からいずれかをディップスイッチで指定可能
・ファジイセルフチューニングPID動作
比例帯
：自 動
積分時間
：自 動
微分時間
：自 動
ＡＲＷ
：自 動
比例周期
：1～120秒
出力リミッタ：0～100％(直流電流出力は-5～105％)
・PID動作(オートチューニング機能付)
比例帯：0.1～999.9％
積分時間：0～3600秒(0の時，積分動作なし)
微分時間：0～3600秒(0の時，微分動作なし)
ＡＲＷ
：自 動
比例周期
：1～120秒
出力リミッタ：0～100％(直流電流出力は-5～105％)
・PD動作
比例帯
：0.1～999.9％
微分時間：0～3600秒(0の時，微分動作なし)
比例周期：1～120秒
リセット：-比例帯換算値～比例帯換算値
出力リミッタ：0～100％(直流電流出力は-5～105％)
・ON/OFF動作
動作すきま：0.1～100.0℃( )35電源電圧 100～240V AC 50/60Hz，24V AC/DC 50/60Hz
許容電圧変動範囲 100～240V ACの場合：85～264V AC
24V AC/DCの場合：20～28V AC/DC
周囲温度 0～50℃(32～122 )周囲湿度 35～85％RH(ただし，結露しないこと)
消費電力 約8VA
回路絶縁構成
電

源

主出力

*1

絶 縁
警報１(A1)出力警報２(A2)出力

主出力

入 力

*1 主出力が直流電流入力，または SSR 駆動出力の場合，入力端子-出力端子間は非絶縁となります。
他の組合せは，DC 500V 10MΩ以上
耐 電 圧 入力端子－接地端子間 1.5kV AC 1分間
入力端子－電源端子間 1.5kV AC 1分間
出力端子－接地端子間 1.5kV AC 1分間
出力端子－電源端子間 1.5kV AC 1分間
電源端子－接地端子間 1.5kV AC 1分間
質
量 約140g
外形寸法 48×96×110mm(W×H×D)
材
質 ベース ケース：難燃性樹脂
外 観 色 ベース ケース：ライトグレー
付属機能 [自己診断]
ウォッチドッグタイマでCPUを監視し，CPUの異常時には本器をウォー
ムアップ状態にします[自動冷接点温度補償]
本器との接続端子部の温度を検出し，常時基準点を0℃(32 )に置いているのと同じ状態にします。
[停電対策]
不揮発性ICメモリで，設定データをバックアップします。
付 属 品 取付金具 1組，取扱説明書 1部，端子カバー (オプション:TC用)
11.2 オプション仕様
警報２(Ａ２)
主設定に対して±の偏差設定で(絶対値警報は除く)，入力がその範囲を超えると出力がON，またはOFF(上下限範囲警報)になります。
・Ａ２出力(オプション)とＬＡ出力(オプション)を併せて付加した場合，出力は共通出力になります。
設定精度 ：入力レンジフルスケールの±0.3%±1デジット以内
動
作 ：ON/OFF動作
動作すきま：0.1～100.0℃( )出
力 ：リレー接点 1a，3A 250V AC(抵抗負荷)
1A 250V AC(誘導負荷 cosφ=0.4)(但し，A1, A2コモン端子は最大3A)36

ループ異常警報(ＬＡ)
ヒータ断線，センサ断線，操作端異常を検知します。
・ループ異常警報(オプション)とＡ２出力(オプション)を併せて付加した場合，出力は共通出力になります。
出
力：リレー接点 1a，3A 250V AC(抵抗負荷)
1A 250V AC(誘導負荷cosφ0.4)
最大負荷電流：30mA
ねじ式取付金具(ＢＬ)
取付可能な板厚：1～8mm以内
外観色 黒(ＢＫ)
パネル枠，ケース：黒防塵防滴(ＩＰ)
防塵防滴対策仕様(IP54)
・ケース部分を除くパネル面のみ有効・計器を鉛直に取付けた場合にのみ有効
・取付金具は，ねじ式取付金具になります。
端子カバー(ＴＣ)
感電防止用端子カバー
指定仕様
警報動作
制御動作

：指定の警報動作で出荷(A1，A2)：指定の制御動作で出荷

37

１２．故障かな？と思ったらお客様がご使用されている本器に，電源が入っているか確認されたのち，下記に示す内容の確認を行ってください。

警

告

配線作業を行う時は，本器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
●表示について現象・計器の状態など

推定故障箇所と対策

PV表示器に“”を表示 ・制御出力オフ機能がはたらいていませんか？
キーを約1秒間押して解除してください。
している。
PV表示器の表示が異常，ま ・[℃／ の指定]を間違えていませんか？
たは不安定。
ディップスイッチ(SW304)を使って正しく設定してください。
・不適切なセンサ補正値を設定していませんか？
適切なセンサ補正値を設定してください。
・赤外線熱電対の仕様が合っていますか？
適切な仕様の赤外線熱電対にしてください。
・不適切な赤外線放射率補正値が設定されていませんか?
適切な赤外線放射率補正値を設定してください。
・近くに誘導障害，ノイズを出す機器がありませんか？
誘導傷害，ノイズを出す機器より離してください。
●キー操作について
現象・計器の状態など

推定故障箇所と対策

・主設定値，P，I，D 値，
比例周期，警報等の設定ができない。
，
キーで値が・変わらない。
，
キーを押しても定格目盛範囲内で，設定表示が止まりそれ以上，以下の設定ができない。
プログラムモードで，キーを押しても，実行しない。

・設定値ロック選択の項目で，ロックモード1，2のどちらかに指定されていませんか？
ロック指定を解除してください。
・オートチューニング実行中ではありませんか？
オートチューニングを解除してください。
・補助機能設定モード１の主設定値上限設定，主設定値下限
設定の値が止まった値に設定されていませんか？
もう一度設定したい値に主設定上限設定，主設定値下限
設定の値を設定してください。
・ステップ時間の設定をしていますか？
ステップ時間を設定してください。

38

●制御について現象・計器の状態など
温度が上がらない。

推定故障箇所と対策
・赤外線熱電対のセンサが故障していませんか？
計器の入力端子⑧-⑩間を短絡して室温付近を示すようであれば，計器は正常で断線が考えられます。
・赤外線熱電対の導線が確実に本器端子に取付けられていますか？
正しく配線してください。

制御しない(PV表示器のみ表 ・プログラムモードになっていませんか？
キーを押してく示している)
プログラムモードで運転する場合，ださい。
キーを押しながらキーを定値制御を行う場合，
約3秒間押して，定値制御モードに切替えてください。
主出力がONになったままに ・補助機能設定モード2の主出力下限設定値が100％以上になる。
設定されていませんか？
適切な値を設定してください。
主出力がOFFになったままに ・補助機能設定モード2の主出力上限設定が0％以下になる。
設定されていませんか？
適切な値を設定してください。

・本器についてご不明な点がございましたら，弊社営業所，または出張所までお問い合わせ
ください。

39

１３．キャラクタ一覧表
工場出荷時の値(初期値)などを記入していますが，データなどの控え等にお使いください。
[主設定モード]
表示

設定項目
ＳＶ (主設定値)

初期値

データ

初期値

データ

0℃

[副設定モード]
表示

設定項目
設定値メモリ番号選択
オートチューニング(ＡＴ)実行／解除
比例帯設定
積分時間設定微分時間設定比例周期設定手動リセット設定
警報１(A1)設定
警報２(A2)設定
LA(ループ異常警報)時間設定
LA(ループ異常警報)動作巾設定

1
解除
2.5％
200秒
50秒
30秒，または3秒
0.0℃
0℃
0℃
0分
0℃

[補助機能設定モード１]
表

示

設定項目

初期値

設定値ロック選択
主設定値上限設定
主設定値下限設定
センサ補正設定

ロック解除
400℃
0℃
0.0℃

40

データ

[補助機能設定モード２]
表

示

設定項目

初期値

スケーリング上限設定
スケーリング下限設定
PVフィルタ時定数設定
主出力上限設定
主出力下限設定
主出力ON/OFF動作すきま設定
警報１(A1)動作励磁／非励磁選択
警報２(A2)動作励磁／非励磁選択
警報１(A1)動作すきま設定
警報２(A2)動作すきま設定
警報１(A1)動作遅延タイマ設定
警報２(A2)動作遅延タイマ設定
外部設定入力上限設定
制御出力オフ時表示選択
主設定値上限率設定
主設定値下限率設定
赤外線放射率補正設定[プログラムモード]
表示
設定項目
プログラム制御切替え
ステップ 1 時間設定
ステップ 2 時間設定
ステップ 3 時間設定
ステップ 4 時間設定
ステップ 5 時間設定
ステップ 6 時間設定
ステップ 7 時間設定

500℃
-50℃
0.0秒
100％
0％
1.0℃
励磁
励磁
1.0℃
1.0℃
0秒
0秒
400℃
0℃
0℃
0.900

初期値
定値制御
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

41

データ

データ

13.2 用語説明
●放射率について放射率は，赤外線を放射しやすいもの程，数値が高く，放射しにくいもの程，数値が低くなります。
金属以外の物体は，放射率が高く，高精度測定を可能にしています。
また，光沢の強い物体(放射率の低い物体)は，物体表面に黒体テープ等を利用すれば測定することができます。
●赤外線放射率補正機能について
高温域で表面温度と計器の指示値が一致しない場合，赤外線の放射率を補正して制御を希望する温度に合わせることができます。
●センサ補正機能について
低温域で表面温度と計器の指示値が一致しない場合，センサの入力値を補正して制御を希望する温度に合わせることができます。
●ループ異常警報について
出力操作量値が 100%，または出力上限値に達した後，PV がループ異常警報の判断
時間内にその巾だけ(上昇)しない時，警報が出力されます。
また，出力操作量値が 0%，または出力下限値に達した後，PV がループ異常警報の判断
時間内にその巾だけ(下降)しない時，警報が出力されます。
制御動作が冷却の時は，先の( )内がそれぞれ下降および上昇となります。

42

13. 3 放射率の例●放射率の例
品

名

放射率

品

アスファルト0.90～0.98

木炭 (炭)

0.96

コンクリート

0.94

塗装ラッカ

0.80～0.95

セメント

0.96

塗装ラッカ (つや消黒)

0.97

砂

0.90

ゴム (黒)

0.94

土

0.92～0.96

プラスチック0.85

水0.92～0.96

材木

0.90

氷

0.92～0.98

紙

0.70～0.94

雪

0.83

Ａ１酸化物

0.76

硝子

0.90～0.95

Ｃｒ酸化物

0.81

セラミック

0.90～0.94

Ｃｕ酸化物

0.78

大理石

0.94

Ｆｅ酸化物

0.78～0.82

ほたる石

0.30～0.40

Ｎi 酸化物

0.90

石こう

0.80～0.90

Ｔi 酸化物

0.40～0.60

しっくい

0.80～0.91

Ｚｎ酸化物

0.11～0.28

レンガ (赤)0.93～0.96

真鍮酸化物

0.56～0.64

繊維

0.90

青銅凸凹

0.55

布 (黒色)

0.98

圧延ステンレス銅

0.45

皮膚 (人)

0.98

赤さびた銅

0.69

なめし皮

0.75～0.80

43

名

放射率

・・・お問い合わせは・・・
本器について不明な点がございましたら，大変お手数ですが本器の下記項目をご確認の上，お買い上げいただきました販売店，または弊社営業所へお問い合わ
せください。
(例)・形

名

ＦＣＳ－２３Ａ－Ｒ／Ｉ

・入力の種類ＲＤ-４０１・オプションＡ２

・計器番号№○○○○○○

なお，動作上の不具合については，その内容とご使用状態の詳細を具体的にお知らせください。

本

社

大阪営業所

東京営業所
名古屋営業所〒562-0035
大阪府箕面市船場東２丁目５番１号
TEL:(072)727-4571
FAX:(072)727-2993
URL:http://www.shinko-technos.co.jp〒562-0035
大阪府箕面市船場東２丁目５番１号
TEL:(072)727-3991
FAX:(072)727-2991
E-mail:sales@shinko-technos.co.jp〒332-0006
埼玉県川口市末広１丁目１３番１７号
TEL:(048)223-7121
FAX:(048)223-7120〒460-0013
名古屋市中区上前津１丁目７番２号
TEL:(052)331-1106
FAX:(052)331-1109

東北出張所TEL:(022)395-4910／FAX:(022)395-4914

神奈川出張所TEL:(045)361-8270／FAX:(045)361-8271
静岡出張所TEL:(054)282-4088／FAX:(054)282-4089

北陸出張所TEL:(076)479-2410／FAX:(076)479-2411

兵庫出張所TEL:(078)992-6411／FAX:(078)992-6530

広島出張所TEL:(082)231-7060／FAX:(082)234-4334

徳島出張所TEL:(0883)24-3570／FAX:(0883)24-3217

福岡出張所TEL:(0942)77-0403／FAX:(0942)77-3446

No.FCS21IJ3 2008.05