MarBle
Electric Brinell hardness tester

電動ブリネル硬さ試験機

02

MarBlePOINT01

電 動 負荷 方 式を採 用（ 重 錘レス）

Adopting the electric load system (No dead weight )フィードバック制御採用で高精度の試験力を実現
High-performance closed-loop test-force control

試験力をタッチパネルで簡単切り替え

Easy switching of test force with touch panel

本体フレームをコンパクト化
Compact body frame

POINT

02

フルカラー液 晶タッチパネル 搭 載Full-color LCD touch panel

視認性が良く、試験状況を容易に把握

Good visibility, easily confirm the test situation

POINT

03

自動 昇 降 機 能（オプション）

Auto eleveting function (optional)
煩わしいハンドル操作が不要

No need for cumbersome handle operation

試験開始から完了までをワンタッチ

One touch from test start to completion

POINT04

自動 読 取システム(オプション)
Auo reading system (optional)

くぼみ直径を自動計測し、ブリネル硬さを算出※詳細は背面に記載

Automatically measures indentation diameter and calculates Brinell hardness*details are on the back

機体寸法重量03

Dimensions and Weight

幅240 mm

奥行534 mm

高さ831 mm

重量122 kg

Width

Depthv2 153
H 831

Height2246

Depth

HeightWeight

D 534
W 240

仕様

Speciﬁcation

試験機名称
Machine nameMarBle

試験タイプ

ブリネル硬さ試験機

Test type

Brinell Hardness tester

表示方式

フルカラー液晶タッチパネル

Display

Full color LCD Touch panel

試験力
Test force

62.5 - 3000 kgf試験制御

フィードバック式自動制御

Force control

Closed loop control

保持時間
Dwell time

適応規格Standard

5 - 60 s

JIS Z 2243, JIS B 7724, ASTM E10, ISO 6506-1, ISO 6506-2

試験サンプルサイズ

最大高さ：246 mm，最大奥行：153 mm

Specimen size

Max. height 246 mm, Max. depth 153 mm

使用電源
Power supply

単相 AC100 - 240 V , 50 / 60 Hz

データ出力

RS-232C, 保存最大試験数 20個

Data output

RS-232C, Data memory Max. 20

統計演算

最大値、最小値、平均値、標準偏差

Statistics

Max., Min., Average, Standard deviation

オプション

自動昇降機能（A）

昇降動作や測定を自動化

Optional

Auto elevating function

Automation of lifting operation and measurement

標準付属品
圧子Indenter

試料台（アンビル）
Anvil

その他
OthersAccessories
B001
B011
C031

超硬合金球圧子 10 mm
10 mm Carbide ball indenter

平アンビル 100 mm

B012

100 mm Flat Anvil

電源コードPower cord

V161

機体カバー

Vアンビル 90 mm
90 mm V shape Anvil

ーMachine cover

取扱説明書
Instration manual

特別付属品 Optional accessoriess
基準片Standard block

圧子Indenter

試料台（アンビル）

Anvil

ー

B002
B013

基準片各種

Various Standard blocks

超硬合金球 5 mm
5 mm WC ball indenter

丸テーブル 200 mm
200 mm Round table

B003 超硬合金球 2.5 mm

2.5 mm WC ball indenter

丸テーブル 250 mm

B014 250 mm Round table

丸テーブル 300 mm

B015 300 mm Round tableオプションOption

自動読取装置Auto measuring system

様々な読取方式に対応

1

Compatible with variousreading methods

接線2

マツザワM-visionソフトウェアによる高精度な自動計測

3

テレセントリックレンズ・LED落射照明による鮮明な画像

4

専用コントローラで簡単手動計測

5

データリスﾄ自動作成・出力が可能

High-precision automatic measurement by Matsuzawa M-vision software

Clear image with telecentric lens and LED epi-illumination

直径近似（2直線A）

Approximate 2 diameters (+)

Tangent lins

直径近似（2直線B）

Approximate 2 diameters (x)直径近似（4直線）

Approximate 4 diameters

6

Easy manual measurement with dedicated controller

Automatic data list creation and output

試験機とのデータ連動・リモート制御

Data linlage and remote control with tester

自動読取装置仕様 Auto measuring system Speciﬁcation
項目

自動読取装置Item

Auto Measuring

構成

読取装置、PC、コントローラ、接続ケーブル

configuration

Reader, PC, controller, connection cable

PCタイプ

デスクトップ/ノート/タブレットから選択

視野

Field of view

分解能Resolution

ソフトウェア

8.4×6.4 mm
0.01 mm以下
0.01 mm or less

Software

Windows 10 based software

1.3 M USB3.0

読取方式

直径近似 ( 2直線、4直線切替)

Reading methods

Approximate 2 or 4 diameters

レンズ

テレセントリックレンズ

Lens

光量制御
Light control

自動Telecentric lens

照明

LED 落射照明

コントローラ

手動計測用コントローラ

Illumination

LED epi-illumination

Controller

Controller for manual measurement

PC type

カメラCamera

Desktop / Laptop / Tablet PC

Automatic