Your Global Automation Partner

FS100 & FP100
熱量測定式挿⼊型フローセンサ

1熱量測定式挿⼊型フローセンサ
液体の流速と温度を同時に測定可能なFS100 & FP100シリーズ
熱量測定式挿⼊型フローセンサ FS100とFP100シリーズのセンシング部には可動部がなく、流体の脈動や流体に含まれる不純物による物理的な故障はありません。環境が厳しい⼯場の⽣産現場で、ダウンタイムを最⼩限に抑え、信頼性の⾼い測定データと再現性を提供します。
熱量測定式センサは、流体の流速と温度の監視が必要な下記の⽤途に最適です。
▪

給⽔ポンプの空転防⽌▪

溶接機の冷却⽔循環の流速と温度監視▪

回転ドラム式洗浄機の給⽔監視

製品シリーズ
FS100シリーズ

FP100シリーズ

フローセンサプローブ とフローコントローラが⼀体になっフローセンサプローブ （FP100シリーズ）とフローコン

たコンパクトフローセンサ。流速を常時 LEDバーディ

トローラ（ IM-FMシリーズ）が分離したリモートフ

スプレイで表⽰。視認性の⾼い⼆⾊LEDで動作状

ローセンサシステム。センサが⾒えない場所や操作し況の確認が容易。操作部はタッチパッド式を採⽤づらい場所に設置されてもコントローラ側で動作確し、振動や衝撃に壊れやすい押し釦などの機構部

認やパラメータ設定が可能。

品を排除。

2

ターク・ジャパン株式会社 | Email: japan@turck.com | Website: www.turck.jp

温度測定

デジタル通信：IO-Link

熱量測定式フローセンサは流アナログ出⼒やスイッチング出速の測定に加え、流体温度

⼒では取得できなかった詳細の常時測定が可能です。流

な測定値や診断情報をIO-

速センサと温度センサを⼀つにLink通信で取得が可能。

まとめたFS100/FP100シリー

フローセンサのIO-Linkデバイス

ズはコストパフォーマンスが⾼い

データを活⽤し機器の管理を

スマートセンサです。

デジタル化。資産管理の効率化をサポート。

クイックティーチ

デルタ フロー モニタリング

クイックティーチ機能は、実際センサ起動時や流速の変化の流速を検出させながら、3スが⼤きい時に出⼒設定を実テップで出⼒ポイントをセットす施すると誤動作が発⽣する可るシンプルな設定⽅法です。オ

能性があります。FS100/

プション機能でスイッチングポイ

FP100シリーズには測定が不ントを実際の流速より10%早安定な状態でも補正された値

くまたは10%遅く設定することで設定が可能。誤動作を最も可能です。

⼩限に抑えます。

⾃動検出（PNP/NPN）

容易な設置と⽅向調整

FS100シリーズのスイッチング

測定流速範囲が3〜300

出⼒回路は接続された⼊⼒

cm/sの場合、プローブ部の向チャネルの信号タイプ（PNP

きに制限はなく配管部へ設置

またはNPN）を⾃動検出。

が可能。配管設置後もセンサ

スイッチング出⼒タイプの選択

ハウジンク゛部は340°回転させ作業が不要になり、設定ミス

ることができるのでディスプレイ

の削減や作業時間の短縮を部や配線ケーブルの引き出しサポートします。

⽅向を調整も可能です。

3

熱量測定式挿⼊型フローセンサ
コンパクトフローセンサ FS100シリーズ
省⼒化を追求した設置⽅法とスタートアップ

⾰新的なデルタ フロー モニタリング補正
機能がいつでもティーチング作業をサポートし不完全な設定と誤動作を防⽌

FS100シリーズは、設置⽅法の簡略化とスタートアップ時の設定作業の簡素化を追求

クイックティーチ機能で出⼒スイッチング
ポイントを3ステップで簡単設定

配管へ設置後、センサハウジン
ク゛部だけ340°回転が可能。ディスプレイと配線引き出し⽅向の調整が容易

接続する⼊⼒チャネルのスイッチング信号タイプ（NPNまたはPNP）を⾃動検出

着脱式プロセスねじアダプタ
モジュラー構造を採⽤しプロセス
ねじ部をアダプタ化

測定流速範囲 3〜300 cm/sの場合、
フローセンサプローブに向きに関わらず安定検出が可能流体の流速と温度を同時に測定。
装置の部品点数削減をサポート。
材質：ステンレス 1.4571（316Ti）

回転ドラム式洗浄機⽤洗浄剤の供給監視
⾃動⾞⽤⾦属パーツを製造する⼯場では、加⼯した⾦属製部品
から粘着剤や潤滑油、防⾷被膜を洗い流す洗浄⼯程があり、回転ドラム式洗浄機内で⾦属部品に洗浄剤と⽔が噴射し洗浄します。安定した洗浄と洗浄費⽤の管理のため、洗浄剤と⽔の供給監視にFS100シリーズが使われています。洗浄剤が霧散する環境
下でも、優れた保護構造と耐薬品性を持ったFS100シリーズは信頼性の⾼い測定データを提供します。

4

ターク・ジャパン株式会社 | Email: japan@turck.com | Website: www.turck.jp

LED表⽰：FLOW ・ TEMP
流速と温度に関する出⼒状態を
2つの⻩⾊LEDで表⽰。

視認性の⾼い傾斜ディスプレイ
ユーザーインターフェースは、45°の傾斜を持ち、⾼い視認性と操作性を提供

LEDバーディスプレイ
視認性の⾼い2⾊11セグメントを
ディスプレイの中央に配置。流速と温度の測定状態を読みやすく表⽰

ステータスLED表⽰
電源電圧(PWR), 障害表⽰(FLT)
操作ロック(LOC)などの状態を表⽰。
IO-Link通信時はPWRが点滅

表⽰ラベル
半透明なフロントキャッフ゜と⾦属製
センサハウジンク゛は引っかき抵抗性を持ち、経年劣化に強いレーザ刻印を採⽤し製品管理をサポート

⼀体型半透明フロントキャッフ゜LEDディスプレイとタッチパッド⽤静電容量センサをカバーする⼀体型フロント
キャッフ゜。操作部やLED部に継ぎ⽬がなく⾼い保護構造を保持

タッチパッド ：MODE, ENTER, SET
センサの設定や確認は、3つのタッチパッ
ドを使⽤。静電容量センサを採⽤しス
マートフォンのように操作可能

溶接機⽤冷却⽔の流速と温度監視
安全で品質の⾼い溶接装置には機能的な冷却装置が必須です。FS100シリーズは冷却⽔の流れだけでなく温度を常時監視。
予め許容温度範囲を設定し、冷却⽔が許容温度範囲を逸脱
時、温度⽤出⼒信号でコントローラ側へ警報を発信。操作部に機構部を持たないFS100シリーズは、溶接ロボットのハンド部にも搭載可能な耐振動性と衝撃性に保持。IO-Linkマスタと接続した場合、予防保全または予兆保全をサポートする機器データと診断データを活⽤できます。
アプリケーション動画
https://www.youtube.com/watch?v=xjBtGHzUzHY5熱量測定式挿⼊型フローセンサ
リモートフローセンサ FP100シリーズ & コントローラ FM-IMシリーズ
様々な⽤途に対応可能なリモート
フローセンサシステム

⾰新的なデルタ フロー モニタリング補正
機能がいつでもティーチング作業をサポートし不完全な設定と誤動作を防⽌。
材質：ステンレス 1.4571（316Ti）

トランジスタ出⼒の他にリレー出⼒とアナログ出⼒もあり、測定データにあわせ直接アクチュ
エータも制御可能測定流速範囲 3〜300 cm/sの場合、
フローセンサプローブに向きに関わらず安定検出が可能流体の流速と温度を同時に測定。
装置の部品点数削減をサポート
クイックティーチ機能対応
出⼒スイッチングポイントを簡単設定

モジュラー構造を採⽤しプロセスねじ部
をアダプタ化。アダプタの交換で異なるプロセスねじサイズに適⽤可能

パソコンに直接接続可能な接続端⼦を搭載。設定ツール FDTフ
レームアプリケーション上でオンライン設定や測定値の監視が可能。

6

フローセンサプローブ

フローセンサコントローラ

FP100シリーズ

FM-IMシリーズ

流体速度

制御出⼒

・ 標準モード 3〜300 cm/s

・ PNP NO出⼒・ ⾼感度モード 1〜300 cm/s

・ アナログ電流出⼒

流体温度：-25〜+85 °C

・ リレー出⼒

許容圧⼒：最⼤ 30 MPa

・ IO-Link

ターク・ジャパン株式会社 | Email: japan@turck.com | Website: www.turck.jp

LED表⽰：FLOW ・ TEMP
流速と温度に関する出⼒状態を
2つの⻩⾊LEDで表⽰。

LEDバーディスプレイ
視認性の⾼い2⾊10セグメントを
ディスプレイの中央に配置。流速と温度の測定状態を読みやすく表⽰

デジタル通信：IO-Link
流速と温度、機器情報などをIO-Link
通信で提供可能ステータスLED表⽰
電源電圧(Pwr), 障害表⽰(Fault)などのLEDが状態を表⽰。
IO-Link通信時はPwrが点滅

押し釦：Set, Enter, Mode
センサの測定範囲や制御出⼒設定
は、3つの押し釦を使⽤。設定⼊⼒確
認⽤ Enter釦は誤操作を防ぐ半埋込み構造を採⽤表⽰ラベル
コントローラ本体ハウジンク゛は、引っかき抵抗性 を持ち、経年劣化に強いレーザ
刻印を採⽤。製品管理をサポート

⼯業⽤冷却システムの冷却⽔の流速監視製鉄所や化学⼯場で使⽤される⼯業炉には冷却シス
テムがあり冷却⽔の循環と温度の管理は安定した⽣産システムの不可⽋な要素となっています。冷却システ
ムの配管が複数に分岐した場合、配管ごとに冷却⽔の循環と温度を管理する必要があります。フローセンサプ
ローブ部を各配管に設置しフローコントローラは制御ボッ
クスにまとめパラメータ設定やモニタリングなどリモートで⼀括管理が可能です。

7

熱量測定式挿⼊型コンパクトフローセンサ
FS100シリーズ
流速と温度を同時に測定するコンパクトフローセンサ。流速を常時 LEDバーディスプレイで表⽰。操作部にはタッチパッ
ド式を採⽤し振動や衝撃に壊れやすい押し釦などの機構部品を排除。
■

IO-Link通信時、測定値や診断情報をデジタルデータで提供■

スイッチング出⼒の信号タイプ（NPN/PNP）は⾃動切換え■

測定流体速度 ：標準モード 3〜300 cm/s
⾼感度モード 1〜300 cm/s■

測定流体温度 ：-25〜+85 °C

■

許容圧⼒

：最⼤ 30 MPa

■

保護構造

：IP67, IP69K

■

接液部材質

：ステンレス 1.4571

■ 製品
測定流体

測定流体

流速範囲

温度範囲

制御出⼒

出⼒1：流速スイッチング出⼒
またはIO-Linkモード
出⼒2：温度標準スイッチング出⼒

3〜300 cm/s
-25 ℃〜+85 ℃
⾼感度
1〜300 cm/s

出⼒1：流速アナログ電流出⼒
出⼒2：温度
アナログ電流出⼒

8

同梱ねじアダプタ

プローブ全⻑

プロセスねじサイズ[⼨法 L1]アダプタ装着後
プローブ⻑

製品型番

[⼨法 L]

G1/4 オス45

16.9

FS100-300L-04-2UPN8-H1141

G1/2 オス45

16.9

FS100-300L-30-2UPN8-H1141

NPT1/2 オス

45

16.9

FS100-300L-16-2UPN8-H1141

NPT1/2 オス

61

32.9

FS100-300L-63-2UPN8-H1141

G1/2 オス

93

64.9

FS100-300L-62-2UPN8-H1141

別途⽤意

45

ー

FS100-300L-00-2UPN8-H1141

G1/2 オス45

16.9

FS100-300L-30-2LI-H1141

G1/2 オス

93

64.9

FS100-300L-62-2LI-H1141

NPT1/2 オス

45

16.9

FS100-300L-16-2LI-H1141

NPT3/4 オス

93

64.9

FS100-300L-66-2LI-H1141

別途⽤意

45

ー

FS100-300L-00-2LI-H1141

ターク・ジャパン株式会社 | Email: japan@turck.com | Website: www.turck.jp

■ 本体⼨法
プロセスねじアダプタ付き

プロセスねじアダプタ無し

プロセスねじアダプタ

プロセスねじ

L1

■ 仕様
測定対象
対象媒体

液体

媒体温度

-25 ℃〜85 ℃

許容プロセス圧⼒

最⼤ 30 MPa

測定：流速
測定流速範囲標準モード：3〜300 cm/s（プローブの向きに制限なし）
⾼感度モード：1〜300 cm/s（感度上昇のためにプローブの向きに指定あり。パラメータ等の設定は不要）

応答速度t05 = 3秒、t09 = 6秒

スイッチングポイント繰り返し精度

1〜30 cm/s、（条件：媒体 ⽔、流速 3〜300 cm/s）

再現性

0.2〜5 cm/s、（条件：媒体 ⽔、流速 3〜100 cm/s、温度 10〜80 ℃）

温度ドリフト

0.5 cm/s x 1/K

温度勾配

300 k/min 以下

測定：温度
測定温度範囲

-25 ℃〜85 ℃

応答速度t05 = 3秒、t09 = 12秒

スイッチングポイント繰り返し精度± 2 K、（条件：媒体 ⽔、流速 3 cm/s 以上）

再現性± 0.5 K

分解能

0.5 K

9

熱量測定式挿⼊型コンパクトフローセンサ
FS100シリーズ■ 仕様
電源電圧スイッチング出⼒タイプ：DC 10〜33 V
本体電源電圧

スイッチング出⼒タイプ：IO-Link通信使⽤時：DC 20.4〜28.8 V（IO-Link仕様準拠）
アナログ出⼒タイプ：DC 17〜33 V

消費電⼒

1.6 W 以下（平均 1.3 W）

過負荷保護

有り

絶縁保護クラスIII

起動時間

18〜30 秒

保護回路

短絡保護（短絡時 サイクリック出⼒）、逆接続保護

制御出⼒
出⼒1：流速または IO-Link
出⼒2：温度スイッチング出⼒タイプ

出⼒信号：PNP/NO, NO/NC（⼯場出荷時 PNP/NPN⾃動検出、NO出⼒）
電圧降下：1.8 V
出⼒電流：250 mA 以下
出⼒1：流速アナログ出⼒タイプ

出⼒2：温度
出⼒信号：アナログ電流 4〜20 mA、負荷抵抗 0.5 kΩ 以下
IO-Link仕様：Ver. 1.1
ポートクラス：クラス A

IO-Link

伝送速度：COM 2（38.4 kbps）（スイッチング出⼒タイプ）

サイクルタイム：6.4 ms
フレームタイプ：2.2
プロセスデータ⻑ 32 bit（流速情報 16 bit、温度情報 14 bit、出⼒状態 2 bit ）材質

10

本体ハウジング材質

ステンレス、1.4404（316L）

ディスプレイ・操作部

⼀体型樹脂キャッフ゜、ポリアミド GF50 %、UL 94 V-0

プロセスねじアダプタ

ステンレス、1.4571（316Ti）

接液部

センシングプローブ ステンレス 1.4571（316Ti）、Oリング FKM

Gねじ⽤ガスケット

AFM（NPTねじタイプには同梱されておりません）

接液部 表⾯粗さ

Rz 6.4 μm以下

本体ハウジングねじサイズ

M18 x 1.5 メスねじ

ターク・ジャパン株式会社 | Email: japan@turck.com | Website: www.turck.jp

■ 仕様
環境性
温度範囲

動作温度範囲 –25 ℃〜+85 °C、保管温度 –40 ℃〜+100 °C

耐振動性

50 g（11 ms）、DIN EN 60068-2-27

耐衝撃性

20 g（55〜2000 Hz）、DIN EN 60068-2-6

EMC

DIN EN 61326-2-3：2007

保護構造IP67, IP69K

接続
電気的接続

コネクタ M12 x 1
センサ本体 レンチサイズ 22、センサ本体へプロセスねじ取付時の締め付けトルク：最⼤40 Nm

プロセスねじ接続

プロセスねじアダプタ レンチサイズ 27、配管取付時の締め付けトルク：Gねじ 最⼤ 40 Nm、NPTねじ 最⼤100 Nm
ご注意事項：配管側ねじの締付けトルクを超えないようにしてください。

認証
認証

CE、cULus

MTTF

120年 SN 29500（1999年度版）40 ℃準拠■ ピンアサインと回路図
コネクタピンアサインと電線配⾊

スイッチング出⼒・IO-Linkタイプ

アナログ出⼒タイプ① L+：DC 24V（茶⾊）② Out 2：出⼒ 2（⽩⾊）③ L-：Gnd（⻘⾊）④ Out 1：出⼒ 1（⿊⾊）

■ IO-Linkパラメータ
プロセスデータ
項⽬

データ⻑ (Bit）

Bit オフセット32（下記合計）

0

Recordスイッチング出⼒ 1（流速）10Booleanfalse / true

出⼒オフ / 出⼒オン

スイッチング出⼒ 2（温度）11Booleanfalse / true

出⼒オフ / 出⼒オン

-400〜+1800

温度情報(℃) =プロセス値 x 0.1 ℃-2047

測定温度範囲以下+2047

測定温度範囲以上

-2048

無効値

0〜20000

相対流速(%) = プロセス値 x 0.005 %-1

測定流速範囲以上-2

測定流速範囲以下-3

無効値

プロセスデータ ⼊⼒

温度測定値

流速測定値

14

16

2

16

フォーマットInteger

Integer

プロセス値

内容

11

熱量測定式挿⼊型リモートフローセンサシステム
FP100シリーズ + FM-IMシリーズ

流速と温度を同時に測定するフローセンサプローブ（FP100シリーズ）とフローコントローラ（ IM-FMシリーズ）が分離したリモー

トセンシングシステム。装置内部など⾒えない場所や操作しづらい場所にあるセンシング部をリモートモニタリング。
■

10セグメントバーディスプレイで流速を表⽰■

多彩な制御出⼒を⽤意：PNP出⼒、アナログ出⼒、リレー出⼒■

IO-Link通信時、測定値や診断情報をデジタルデータで提供■

測定流体速度 ：標準モード 3〜300 cm/s
⾼感度モード1〜300 cm/s■

測定流体温度 ：-25〜+85 °C

■

許容圧⼒

：最⼤ 30 MPa

■

接液部材質

：ステンレス 1.4571■ 製品
フローセンサプローブ
測定流体

測定流体

流速範囲

温度範囲

電気的接続

標準
3〜300 cm/s
⾼感度

-25 ℃〜+85 ℃

M12コネクタ

1〜300 cm/s

同梱ねじアダプタ

プローブ全⻑

プロセスねじサイズ[⼨法 L1]アダプタ装着後
製品型番

プローブ⻑
[⼨法 L]

G1/2 オス45

16.9

FP100-300L-30-NA-H1141

G1/2 オス

93

64.9

FP100-300L-62-NA-H1141

NPT1/2 オス

45

16.9

FP100-300L-16-NA-H1141

NPT1/2 オス

70

41.9

FP100-300L-63-NA-H1141

フローセンサコントローラ
制御出⼒

製品型番

PNP（NO/NC）x 3
IO-Link（端⼦台、またはプラグ端⼦）
FM-IM-3UP63FXPNP（NO/NC）x 2出⼒
アナログ電流 x 1出⼒
IO-Link（端⼦台、またはプラグ端⼦）
FM-IM-2UPLI63FX

ブロック図

12

ターク・ジャパン株式会社 | Email: japan@turck.com | Website: www.turck.jp

リレー（a接点）x 3
IO-Link（プラグ端⼦）
FM-IM-3UR38FX

■ 本体⼨法
プローセンサプローブ

フローセンサコントローラ

プロセスねじアダプタ

プロセスねじ■ 仕様

フローセンサプローブ
測定対象
対象媒体

液体

媒体温度

-25 ℃〜85 ℃

許容プロセス圧⼒

最⼤ 30 MPa

測定：流速
測定流速範囲標準モード：3〜300 cm/s（プローブの向きに制限なし）
⾼感度モード：1〜300 cm/s（感度上昇のためにプローブの向きに指定あり。パラメータ等の設定は不要）

応答速度t05 = 3秒、t09 = 6秒

温度勾配

300 k/min 以下

材質
本体ハウジング材質

ステンレス、1.4404（316L）

プロセスねじアダプタ

ステンレス、1.4571（316Ti）

接液部

センシングプローブ ステンレス 1.4571（316Ti）、Oリング FKM

Gねじ⽤ガスケット

AFM（NPTねじタイプには同梱されておりません）

本体ハウジングねじサイズ

M18 x 1.5 メスねじ

環境性
温度範囲

動作温度範囲 –25 ℃〜+85 °C、保管温度 –40 ℃〜+100 °C

耐振動性

50 g（11 ms）、DIN EN 60068-2-27

耐衝撃性

20 g（55〜2000 Hz）、DIN EN 60068-2-6

保護構造

IP67, IP69K

接続
電気的接続
配線距離

コネクタ M12 x 1
フローセンサプローブとフローセンサコントローラ間の配線距離は最⼤ 100 m
配線距離 30 m以上はシールドケーブル推奨13熱量測定式挿⼊型リモートフローセンサシステム
FP100シリーズ + FM-IMシリーズ■ 仕様

フローセンサコントローラ
電源電圧
FM-IM-3UP63FX（PNP出⼒）：DC 20〜30 V
本体電源電圧

リップル 10%以下

FM-IM-2UPLI63FX（PNP出⼒、アナログ出⼒）：DC 20〜30 V リップル 10% 以下
FM-IM-3UR38FX（リレー出⼒）：DC 20〜125 V リップル 10 % 以下またはAC 20〜250 V / 50〜60 Hz

消費電流

4.5 W 以下

センサ部への供給電圧 / 供給電流

DC 15 V / 35 mA以下（電流制限 約110 mA）

システム起動時間

18〜30 秒測定
流速

相対流速 0〜100%。繰り返し精度 ± 1 % F.S.
温度情報 ℃。繰り返し精度 ± 1 K（平均）、絶対精度 ± 7 K（平均）温度

スイッチング出⼒ ヒステリシス 2K

測定周波数

5 Hz（ソフトウェアフィルタ 200 ms）

警報出⼒

流速範囲モニタ、温度測定範囲モニタ、制御出⼒回路モニタ（断線、短絡）

製品

制御出⼒タイプ
流速：PNP NO または IO-Link

FM-IM-3UP63FX

温度：PNP NO
警報：PNP NO
プラグ端⼦：IO-Link
流速：アナログ電流 ⾮リニア出⼒ 4〜20 mA

FM-IM-2UPLI63FX

温度：PNP NO
警報：PNP NO
プラグ端⼦：IO-Link
流速：リレー出⼒ NO

FM-IM-3UR38FX

温度：リレー出⼒ NO
警報：リレー出⼒ NO
プラグ端⼦：IO-Link

制御出⼒
PNP出⼒

出⼒電流 100 mA 以下、電圧 DC 20〜30 V

アナログ出⼒アナログ電流 4〜20 mA / 20〜4 mA、負荷抵抗 0.6 kΩ 以下

リレー出⼒

開閉電流 2.0 A 以下、開閉容量 500 VA / 60 W 以下、電圧 AC 250 V / DC 60 V 以下、周波数 10 Hz

IO-Link

14

IO-Link仕様 Ver. 1.1、ポートクラス クラス A、伝送速度 COM 2（38.4 kbps）
プロセスデータ⻑ 16 bit（流速情報 ⾮リニア 10 bit、温度出⼒状態 1 bit、警報出⼒状態 1 bit ）ターク・ジャパン株式会社 | Email: japan@turck.com | Website: www.turck.jp

■ 仕様
材質
本体ハウジング材質

樹脂、ポリカーボネイト/ABS

取付⽅法

DINレール取付（DINレール幅 35 mm） またはパネル直付け

端⼦台
端⼦台タイプ

ねじ端⼦台、適合電線サイズ 0.25〜2.5 mm²、推奨剥き線⻑さ 7 mm、推奨締め付けトルク 0.5 Nm

環境性
温度範囲

動作温度範囲 –25 ℃〜+70 °C

EMC

NAMUR NE21準拠

温湿度組合せ（サイクル）試験⽅法

EN 60068-2-38準拠

保護構造

IP20

認証
CE、cULus、ただしUL対応条件は下記です。

認証

屋内使⽤、動作温度 60 ℃以下、相対湿度 95 %以下、汚染度 2、⾼度 2,000 m以下、過電圧カテゴリ II
109年 SN 29500（1999年度版）40 ℃準拠

MTTF■ IO-Linkパラメータ
プロセスデータ
項⽬

データ⻑ (Bit）

Bit オフセット16（下記合計）

0

Recordスイッチング出⼒ 1（流速）10Booleanfalse / true

出⼒オフ / 出⼒オン

スイッチング出⼒ 2（温度）11Booleanfalse / true

出⼒オフ / 出⼒オン

スイッチング出⼒ 2（温度）12Booleanfalse / true

出⼒オフ / 出⼒オン

未使⽤エリア

3

3〜5

-

-

未使⽤

流速測定値

10

6〜15

Integer

0〜1053相対流速 0〜100 %プロセスデータ ⼊⼒

フォーマット

プロセス値

内容

15

熱量測定式挿⼊型リモートフローセンサシステム
FP100シリーズ + FM-IMシリーズ■ コネクタケーブル
フローセンサプローブとフローセンサコントローラ間接続⽤コネクタケーブル
耐油性に優れ可動部での使⽤も可能な⾮シールドケーブルタイプ。
スタイル

ケーブル外被M12メス ストレートコネクタケーブル 4芯

PVC

PUR

M12メス L字アンク゛ルコネクタケーブル 4芯

PVC

PUR

ケーブル⻑（L）

型番2m

RKC4.4T-2/TEL

5m

RKC4.4T-5/TEL

10 m

RKC4.4T-10/TEL

15 m

RKC4.4T-15/TEL

20 m

RKC4.4T-20/TEL

25 m

RKC4.4T-25/TEL

2m

RKC4.4T-2/TXL

5m

RKC4.4T-5/TXL

10 m

RKC4.4T-10/TXL

15 m

RKC4.4T-15/TXL

20 m

RKC4.4T-20/TXL

25 m

RKC4.4T-25/TXL

2m

WKC4.4T-2/TEL

5m

WKC4.4T-5/TEL

10 m

WKC4.4T-10/TEL

15 m

WKC4.4T-15/TEL

20 m

WKC4.4T-20/TEL

25 m

WKC4.4T-25/TEL

2m

WKC4.4T-2/TXL

5m

WKC4.4T-5/TXL

10 m

WKC4.4T-10/TXL

15 m

WKC4.4T-15/TXL

20 m

WKC4.4T-20/TXL

25 m

WKC4.4T-25/TXL

⻑距離配線について
フローセンサプローブとフローセンサコントローラ間の配線は最⼤100 mまで延⻑可能です。30 m以上の配線については、シールドケーブル対応
コネクタケーブル推奨します。

16

ターク・ジャパン株式会社 | Email: japan@turck.com | Website: www.turck.jp

■ 別売りアクセサリ
フローセンサコントローラ⽤IO-Link通信ケーブル
型番 IOL-COM/3M
フローセンサコントローラ IM-FMシリーズ本体正⾯のソケット部に挿⼊しIO-Linkマスタとの接続に使⽤。

IO-Linkデバイス設定・管理⽤IO-Linkマスタ
型番 USB-2-IOL-0002

フローセンサ FS100シリーズまたはフローセンサコントローラIMFMをパソコンとの接続時に使⽤。

■ 設定ツール
IO-Link対応フローセンサFS100シリーズとFP100+IM-FMシリーズは、エンジニアリングソ
フトウェア FDTツール上で各種パラメータの設定が可能です。ユーザフレンドリーな設定画⾯
で、本体の釦操作ではできない詳細設定が可能です。また設定内容を電⼦データとして保存可能で、機器の管理⼯数や設定作業時間の短縮をサポートします。

17

熱量測定式挿⼊型フローセンサ■ 設置について理想的な設置条件は、設置する配管内の液体は常時満⽔状態であり、配管に挿⼊したフローセンサプローブ部全体が配管内で液体に接触することです。しかし、実際のご使⽤現場では理想的な設置条件を揃えることは困難のため、ご使⽤現場の条件に適した設置⽅法を選択してください。

⽔平配管への取り付け
1.

下⽅向からの取り付け
配管内が液体で満たされてない場合、フローセンサを下⽅向から挿⼊しフロー
センサプローブの全体が接液していれば測定可能です。

2.

横⽅向からの取り付け
配管内に沈殿物がある場合、誤動作の可能性があるためフローセンサは下⽅向から設置することはできません。沈殿物と接触せずフローセンサプローブ全体が接液するように横⽅向から設置してください。

垂直配管への取り付け
1.

流れの向き
垂直配管の場合、流れが上向きの配管部に設置してください。流れが上から下向きの場合、配管内部が満⽔状態にならない可能性が⾼く正しく測定できないことが考えられます。

設置場所前後の直管⻑について
1.

上流側
上流側の直管⻑は、配管径の10倍以上を確保してください。
上流側にポンプがあり、乱流がある場合は配管径の15倍以上を確保してください。

2.

下流側
下流側の直管⻑は、配管径の5倍以上を確保してください。

18

ターク・ジャパン株式会社 | Email: japan@turck.com | Website: www.turck.jp

適正なフローセンサプローブの⻑さ
1.

配管内部との接触
フローセンサプローブが配管内で接触しないように設置してください。故障の原因になります。

2.

配管中央部での測定
流速の測定は流体の中⼼を測定することが理想です。流体の中⼼とは満⽔状態の場合は配管の中央であり、流速が最⼤となる場所です。

測定感度とフローセンサの設置⽅向
1.

標準測定流速範囲：3〜300 cm/s
フローセンサの向きに制限はなく、フローセンサプローブに対しどの⾓度からの流⽬打ちマーク

速も適正に測定が可能です。
2.

⾼感度測定流速範囲：1〜300 cm/s
流体の流速が3 cm/s未満と低速の場合、最⼤感度を確保するため、フローセ
ンサの⽬打ちマークを流れの上流に向けます。この時、フローセンサの⽬打ちマー
クは上流に対して正⾯もしくは± 20°以内に⼊るようにしてください。
⽬打ちマークの場所

⽬打ちマーク
⽬打ちマーク19

■ 関連製品
IO-Linkマスタ
USB対応IO-Linkマスタ

産業⽤イーサネット対応IO-Linkマスタ

PCに接続して使⽤します。

EtherNet/IP, PROFINET, Modbus-TCPなどネットワークに接続して使⽤します。
保護構造 IP20

保護構造 IP67

IO-Link対応流体⽤センサ
LED表⽰付き圧⼒センサ

温度センサ

液⾯レベルセンサ

⾮接触式液⾯レベルスイッチ

液⾯レベルスイッチ

超⾳波センサ※ IO-Link は PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. の登録商標です。
※ Modbus is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies.
※ PROFI NET INDUSTRIAL ETHERNET は、PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. の商標です。
※ TURCK は、Hans Turck GmbH & Co. KG(ドイツ ) の日本または他の国における登録商標または商標です。

製品に関するお問い合わせは下記へ

30 subsidiaries and over
60 representations worldwide!

ターク・ジャパン株式会社〒101-0041

https://at.azbil.com/

東京都千代⽥区神⽥須⽥町2-13-12
秋芳ビル6F
社 〒 170-8462
東京都豊島区北大塚 1-14-3
大塚浅見ビル本

03-5961-2153
東 京 支 店 03-4233-7863
静 岡 営 業 所 054-272-5300
茨 城 営 業 所 029-273-8887
東 京 支 店 03-5961-2163
北 関 東 支 店 048-600-3931
神 戸 営 業 所 078-341-3581
つくば営業所 029-817-4755
北 関 東 支 店 048-600-3931
名 古 屋 支 店 052-218-5080
兵 庫 営 業 所 079-456-1581
群 馬 営 業 所 027-310-3381
名 古 屋 支 店 052-218-5080
大 阪 支 店 06-7668-0023
岡 山 営 業 所 086-460-0050
千 葉 営 業 所 043-202-0940https://at.azbil.com/
大 阪 支 店 06-7668-0023
広 島 支 店 082-568-6181
鳥 栖 営 業 所 0942-84-4331
神奈川営業所 046-400-3433
広 島 支 店 082-568-6181
九 州 支 店 093-285-3751
本 社 〒 105-0014 東京都港区芝諏3-23-1
セレスティン芝三井ビルディング
8階 03-4233-7853
訪営業
所 0266-71-1112
九 州 支 店 093-285-3751

URL：www.turck.co.jp

E-mail ：japan@turck.com

J700099 | 1020
掲載内容は事前通知なしに変更することがありますのでご了承ください。

※外観、仕様、価格等は製品改良のため予告なく変更することがあります。

福
島 営 業 所 029-817-4755
024-927-0530
つくば営業所
つくば営業所
029-817-4755
群
馬 営 業 所 027-310-3381
群葉
馬 営 業 所 043-246-6652
027-310-3381
千千 葉 営 業 所 046-400-3433
043-246-6652
神奈川営業所
神奈川営業所
046-400-3433
諏
訪 営 業 所 0266-71-1112
諏 訪 営 業 所 0266-71-1112

静 岡 営 業 所 054-272-5300
神 戸 営 業 所 078-341-3581
兵 庫 営 業 所 079-456-1581
岡 山 営 業 所 086-460-0050
鳥 栖 営 業 所 0942-84-4331

www.turck.com

201029-0000-1-AT
240401-0000-1-AT
230508-0000-1-AT