RR940N
ミニユニバーサルカウンタ

IM-ES808-J04

取扱説明書

5 版 2020 02 E
0 版 2007 12 E

このたびは弊社製品をご採用いただき誠に有り難うございます。
本書は RR940N ミニユニバーサルカウンタの設置、運転、保守などについて記述したものです。設置時、運転時に必ずご一読くださいますようお願いします。

1. 本書の表記上のルール

2. 使用上のご注意

安全に関する表記

一般的注意事項

本書では安全に関する注意事項を次の表示によって区分してい

警告

ます。

本製品は工業用計器として最善の品質管理のもとに製造、調整、“警告”

検査を行い納入いたしております。みだりに改造や変更を行うとこの警告表示は、記述内容を無視して誤った取り扱いをすると、本来の性能を発揮できないばかりか、故障や事故の原因となりま怪我や死亡等の重大事故につながるおそれがあることを示してす。改造や変更は行わないで下さい。改造や変更の必要がある場います。

合は当社までご連絡ください。

“

注意”

警告

この注意表示は、記述内容を無視して誤った取り扱いをすると、納入仕様書に記載された仕様、印加電圧、温度の範囲内での使用､本器または他の装置の破損や重要データの損失を招くおそれがセンサ接続､電源接続、入出力信号接続を厳守してください。こ有ることを示しています。

の範囲を超えた条件での使用は故障、破損の原因となります。

一般情報に関する表記

注意

本書では一般情報に関する注意事項を次の表示によって区分し運搬、保管の際に破損、故障にならないように、振動、衝撃、急ています。

激な温度変化を避けてください。また水、ゴミ、砂などの異物が“機器内部に侵入しないようにご注意ください。

注記”

この表示は製品の取り扱い上、必要不可欠な操作や情報を示して

注意

います。

本製品は一般工業計器としての用途にのみ使用し、その他の用途“には使用しないでください。

参考”

材質についてこの表示は本製品を安全・快適に使うために是非理解していただ
きたい内容を示しています。

注意“(→P.○○)”

本製品の主要材質については納入仕様書に記載されています。

“○○”はページ番号を表わし、注意事項とは別に参照していたご使用される環境に対して、あらかじめ耐熱性、耐食性等が、適だきたいページがある場合に表示します。

合することを確認いただけますようお願い致します。

保守、点検について

警告
保守、点検などのために本体、カバー、および接続電線を取り外す際は、本器および接続されている装置の電源を切断してから行ってください。
また、本器および周辺で腐食性や毒性などを持つ有害な物質を扱っている場合は、計器への付着物および残留物が作業者に害を及ぼさないように、必要な処置、対策を十分に行ってください。

1

IM-ES808-J04

確度

注意

0.05% of reading ±0.1Hz
タイムアウト

本製品の保守、点検については使用条件などによりその周期、内0.5 秒～9.9 秒の範囲で設定

容が異なります。取扱説明書を参照するか、お客様が実際の運転
5.2.

状況を確認してご判断願います。

スケーリング変換

変換方式

制御の安全性について

フルスケールの入力周波数と変換値によるスケーリング
または、最大 8 点までのリニアライズ変換

警告

変換設定

本製品は工業計器として最善の品質管理のもとに製造、調査、検フルスケール周波数：0.1Hz～1000.0Hz

査を行い納入いたしておりますが、各種の原因で不測の故障が発

フルスケール変換値：0.001～10000

生する可能性もあります。安全上の重大な問題が発生する可能性

表示オーバーレンジのあるプロセスコントロールなどにおいて本製品を使用する場

120% F.S.

合は、装置の二重化などの安全対策を行ってください。

ローレベルカットオフ
設定範囲:0.0Hz～999.9Hz

3. 記述範囲

5.3.

本書は RR940N ミニユニバーサルカウンタの使用方法について記

表示

表示器

述してあります。

データ表示：小数点付き赤色 7 セグメント LED 5 桁

インジケータ ：赤色 LED ランプ 2 個

注意

アラームおよび周波数表示

設置・接続は標準的な例を説明していますが、実際に使用される
測定表示

各機器・装置によって異なる場合がありますので、それらの説明

変換値表示 ：最大 5 桁、0～12000

書も必ずご参照ください。

小数点以下 0 桁～3 桁で、小数点表示
周波数表示 ：最大 5 桁、0.0Hz～1500.0Hz

4. 製品概要

小数点以下 1 桁固定（0.1Hz 表示）

RR940N は、定評のある流量計測で蓄積したノウハウをベースに周波数表示インジケータが点灯

した、コンパクトな周波数パルス入力のカウンタ変換表示器で、アラーム表示羽根車式流量計センサなど、周波数パルス出力センサ用表示器とアラーム出力時に、アラームインジケータ点灯

して最適です。
5.4.

スケーリング変換による流量値表示のほかに、警報出力、その他

アラーム出力出力信号

各種の計測制御に必要な機能を持っています。

上限または下限アラームによる接点信号
出力回路

5. 仕様
5.1.

非絶縁

入力

オープンドレイン出力

出力定格：30VDC / 100mA

測定信号

1 回路

ON 抵抗１Ω以下

設定範囲

オープンコレクタ接点（O.C.）または電圧信号によるパ上限アラーム：1～10000

ルス周波数信号（選択）下限アラーム：0～9999

入力特性

動作設定

O.C.：閉路電流 1mA 以下、開放電圧 5V 以下

アラーム時出力接点：クローズまたはオープン

電圧信号：入力抵抗 1MΩ以上、最大入力電圧 30V

アラーム動作：動作または停止

パルス検出レベル

ヒステリシスLow レベル（ON）検出電圧： 1V または 2V 以下（切替）

1%F.S.

ヒステリシス：約 1V
5.5.

測定周波数

アナログ出力出力信号

0.1Hz～1.5ｋHz パルス幅 0.3ms 以上

4-20mA 電流出力、0-5V 電圧出力、0-10V 電圧出力、のい

入力フィルタ

ずれかを選択

カットオフ周波数約 70Hz

出力回路

設定で有効・無効を切替え

非絶縁

測定分解能
測定・演算：0.01Hz
表示：0.1Hz

2

IM-ES808-J04

周囲条件

負荷定格
電圧出力：500kΩ以上

保存範囲：温度-20℃～60℃

湿度 90%RH 以下

電流出力：400Ω以下 配線抵抗を含む

動作範囲：温度 5℃～50℃

湿度 10%RH～90%RH

ただし、氷結および結露無きこと

精度：
±0.2%

23℃±5℃

質量

表示値に対して

約 55ｇ

オーバーレンジ

外形寸法120%F.S.ただし 0-10V 電圧出力は 120%未満で飽和

W48×H24×D80

出力更新周期

パネルカット

約 25ms
5.6.

DIN48×24 に準拠

パネル設定

ケース材質

操作キー

本体、パネル：ポリカーボネイト

フロントパネル内タクトスイッチ
キー種類

6. 受け入れモード、シフト、アップ、エンターの 4 個
主要設定機能

ご注文の製品がお手元に届きましたら、ただちに下記の点についスケーリング変換設定、ローレベルカットオフてお調べください。もし不具合がありましたら、ご注文先にご照ダンピング時定数、表示更新周期、パルス検出タイム

合ください。

アウト

装置に表示されている型式がご注文どおりのものか。

アナログ出力ゼロ点調整、アナログ出力 F.S.点調整、

製品の破損や部品の欠落等がないか。

アナログ出力切替

付属品は正しく添付されているか。

上下限アラーム値・動作設定



別途ご契約の承認仕様がある場合は、その内容と製品が合リニアライズ変換設定

致しているか。

入力回路設定（信号形式、検出レベル、入力フィルタ）5.7.

通信設定（機器アドレス、速度、レスポンス遅延時間）

7. 保管

通信機能

製品を保管する場合は、次の条件にあった場所を選定してくださ

インターフェイス

い。
マルチドロップ対応

極度の温度変動、および氷結や結露のないこと。

調歩同期式シリアル通信：8bit、1 stop bit、no parity



腐食性雰囲気のないこと。

通信速度：4800bps,9600bps,19200bps,38400bps



粉塵や異物、ゴミの飛散がないとこ。



雨水など、液体および飛沫がかからないこと。



振動や衝撃のないこと。

RS-485

2 線接続

通信手順
コマンドレスポンス方式
レスポンス遅延：可変機器アドレス：00～99
最大 2 秒コマンド機能測定変換値および周波数の読出し
パネル設定の読出し・変更
5.8.

外部電源出力出力電圧
DC12V±10%5.9.

最大 25mA

接続

結線コネクタユーロ端子台端子間隔 3.81mm

適合電線
AWG16～AWG26
一般仕様
電源
DC10V～DC27V
消費電力 約 2VA（4-20mA 出力、外部電源出力使用時）

3

IM-ES808-J04

8. 各部の名称



温度上昇や劣化の原因となる、直射日光や熱源からの輻射を避けてください。

AH

誤動作の原因となる、強電解や強磁界を発生する装置からは、遠ざけるか遮へいして影響が無いようにしてください。

9.2.


パネル取付け本製品は、前面パネル取付での使用を標準とします。
これ以外の固定方法では、ケースの変形や破損の原因とな

1

るような無理な力が加わらないようにしてください。
（下はカバーを開けた状態）
2

3

取付け可能なパネル厚およびカット寸法は、付録 １．
外形図（→P.11）の「パネルカット寸法」を参照してくだ
さい。

4



パネルへの取付けは、特に工具を必要としません。
パネル前面から本体をカット穴に差し込んで、フロントフ
レームがパネル面に当たるまで押し込みます。
この時、本体左右のパネル固定が、ケースをパネルに押え
つけます。

5

6

7



8

ネル固定がカット穴に引っかかる場合があります。

図 1 フロントパネル

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

パネルカット部にバリがあると、本体を差し込む時に、パ

パネルカバー

パネルから本器を取り外す場合は、パネル裏側のパネル固定を左右から押して、パネルへの引っ掛かりを無くしながデータ表示部
アラームインジケータ

ら、本体をパネル前面に押出します。

カバー表示： A

周波数表示インジケータ カバー表示： H

注意

モード・キー

カバー表示：

パネル固定は本体ケースと一体になっています。強く押し込みすシフト・キー

カバー表示：

ぎたり引き起こしたりすると、変形または破損して正常に固定でアップ・キー

カバー表示：

きなくなりますので、注意してください。

エンター・キーカバー表示：

1011

10. 配線

12

10.1. 接続コネクタ
91

POWER SOURCE(+)

2

POWER SOURCE(–)

3

ALARM OUT

4

ANALOG OUT

5

ANALOG GND

6

RS485(+)

7

RS485(–)

8

POWER OUT

接続コネクタは本体後側にあり、10 極のユーロ形の端子台です。接続する電線を、後方から端子口に本体と水平に差込み、端子台上面のネジをドライバで右に回すと、端子が閉じて電線が固定接続されます。
電線を差し込む前、または外す時は、ネジを左に回して、

9 GND
10 PULSE INPUT

端子を開きます。この時、端子が開ききるとネジは空回りします。

図 2 本体上面⑨⑩⑪⑫

適合電線：より線または単線

接続端子台

AWG16～AWG26（1.25mm2～0.13mm2）

端子ラベル

電線挿入長：約 5mm

パネル固定

端子間隔：3.81mm

フロントフレーム

使用工具：2.4mm 幅マイナスドライバ

9. 設置
9.1.


参考

設置環境

ネジと端子は絶縁されていません。

本器は保護構造ではありませんので、液体や金属粉がかか

ただし、電線が接続されていない端子では、ネジと端子の接続はるおそれが有る場所および塵埃の多い場所は避けてくださ

不完全なので、ネジ部で電圧や信号の確認は出来ません。

い。
また、腐食性が強い雰囲気の場所は避けてください。


振動や衝撃を受けるおそれがある場合は、防振材や緩衝材などで保護してください。

4

IM-ES808-J04

注意



ください。

配線作業を行う時は、必ず本器および接続する装置の電源を切断

推奨値：往復 0.5Ω以下

してください。特に、商用電源からの漏洩電流による回路の破損

10.3. センサを防ぐために、商用電源から確実に絶縁してください。


電源との接続は、なるべく配線抵抗が低くなるようにしてコネクタの配置、および端子番号と機能を（図 3）に示し



本器は、1.5kHz までのパルス信号を入力できます。

ます。

信号は、オープンコレクタ・接点信号と電圧パルス信号を、コネクタは本体後部で、接続線の引き出しは本体と水平に「入力設定」で切替えて使用できます。
なります。端子の並びと番号は、ケースの端子ラベルで表

パルス信号のコモン（グランド）側を GND 端子に、信号を
PULSE INPUT 端子に接続します。

示されています。

センサケーブルのシールドは、GND 端子に接続します。

1

POWER SOURCE(+)

2

POWER SOURCE(–)

3

OUT-1(ALARM OUT)

4

ANALOG OUT

5

ANALOG GND

6

RS485(+)

注記
GND 端子は、内部で POWER(-)に接続されています。
グランドループによる誘導ノイズの影響を防ぐために、シールドは片側だけをグランドに接続します。


7

RS485(–)

8

SENSOR POWER OUT

す。

9 SENSOR GND
10 SENSOR SIGNAL IN

センサの電源入力を POWER OUT 端子に接続して、センサの電源グランドは、GND 端子に接続します。


端子番号
名称
1
POWER SOURCE(+)

センサ用の電源として、本器から DC12V/25mA を供給できま

オープンコレクタ・接点信号の場合は、「入力設定」で内蔵

機能

プルアップ抵抗を有効にして、検出レベルをオープンコレ

電源入力
入力範囲：DC10V～DC27V

クタに設定します。ON/OFF 信号は、プルアップ抵抗により

2
3

POWER SOURCE(-)
OUT-1(ALARM OUT)

4
5
6
7
8

ANALOG OUTANALOG GND
RS485(+)
RS485(-)
SENSOR POWER OUT

9

SENSOR GND

パルス信号グランド10

SENSOR SIGNAL IN

パルス信号入力

電圧信号に変換されて検出されます。

アラーム出力アナログ
電圧 or 電流出力

入力回路の開放電圧は約 5V で、負荷電流は約 1mA です。
また、適合するオープンコレクタの残留電圧は、1.5V 以下

RS485 通信です。


DC12V 外部電源出力

機械リレー接点の場合、バウンスによる誤動作を防ぐために、パネル設定の「入力設定」でハイカット入力フィルタ
を有効にします。フィルタによる特性は以下のとおりです。
除去可能バウンス時間：1ms 以下

図 3 接続コネクタ

検出パルス周波数：50Hz 以下（デューティ 50%）

電圧信号の場合は、「入力設定」で内蔵プルアップ抵抗を無効にします。入力特性は以下のとおりです。

10.2. 電源

入力電圧範囲：0V～30V

電源は、DC10V～DC27V の範囲の任意の電圧で使用できます。

入力抵抗：1MΩ以上（入力電圧範囲以内）

注記

入力信号のレベルに会った、パルス検出しきい電圧を「入力設定」により選択します。しきい電圧は、

電源投入時の突入電流を考慮して、定格電流 0.5A 以上の電源をオープンコレクタレベル：Low＜2V、3V＜High

使用してください。

ロジックレベル：Low＜１V、2V＜High

参考


注記

最大突入電流：400ｍA/10ms
消費電流
電源
電圧



リレーやオープンコレクタによる接点信号の場合はオープ
本体

外部電源
使用時

ンコレクタレベルを選択します。

4-20mA
アナログ出力TTL や CMOS による 5V 標準ロジック信号の場合は、ロジッ

使用時

12V

60mA

本体+60mA

本体+50mA

24V

30mA

本体+30mA

本体+30mA

クレベルを選択します。

電源の正側を POWER(+)端子に、負側（コモン）を POWWER(-)
端子に接続します。

5

IM-ES808-J04



RR940N 内部回路
5V

RS-485 通信の接続端子は、送信回路と受信回路が内部で接続された 2 線式の接続です。

POWER OUTPUT
センサ電源

プルアップ切替

ホストコンピュータとの接続は、1 対 1、またはマルチドロップ接続に対応します。

4.7k

センサ パルス出力

PULSE INPUT

10k

接続ケーブルは、シールド付の撚り線対ケーブルを使用してください。

GND

30V

シールド

注記

図 4 パルス入力回路と接続例

ターミネータは内蔵されていません。

10.4. アラーム出力

また、RS485(+)端子は内部 5V 回路電源に、RS485(-)端子は

アラーム出力は、MOSFET によるオープンドレインタイプの

電源グランドに、それぞれ 10kΩの抵抗で接続されていま

無接点リレー出力です。出力回路は本器の電源切断時にオす。

ープンとなります。アラーム出力動作の状態は「アラームフェイルセーフ回路を構成する場合は、この抵抗の影響を考慮してください。

制御」でオープン、またはクローズを選択できます。


注意RS-485 通信回路は、電源とは絶縁されていません。
グ ラ ン ド の 接 続 が 必 要 な 場 合 は 、 電 源 入 力 の POWER
SOURCE(-)を使用してください。

極性を逆に接続すると、出力端子間は短絡状態となります。
また、OFF 時でも 30V を越える電圧が印加されると、電圧11. 機能と動作保護素子による電流が流れます。

11.1. 演算処理分解能

注意

スケーリング等の内部演算分解能は、以下のとおりです。

出力 ON の時は、端子間抵抗値が平均 0.3Ωと小さいので、

周波数：0.01Hz

誤配線による大電流に注意してください。

スケーリング変換値：表示および設定最小桁の 1/10
11.2. 周波数測定



アラーム出力は、上限アラームと下限アラームのいずれか

入力パルスの周期を測定することにより、センサの出力周波で出力します。

数値を求めます。
周波数が低い場合は、測定周期はパルス周期に等しくなりま

電源

RR940N 内部回路

す。測定周期の最大は、タイムアウト設定時間で、パルス間
ALARM OUT

POWER(-)

入力

隔がこれを超えた場合は、周波数を 0Hz とします。

GND

注意
図 5 アラーム出力回路接続例

1.5kHz を越える高い周波数の信号や、0.3ms 以下の短いパル
ス信号の場合は、パルスが正しく検出できなくなり、測定結10.5. アナログ出力


果が実際よりも低い周波数または 0Hz になります。

外部装置の正入力側を ANALOG OUT に接続し負入力側を11.3. 基本スケーリング変換

ANALOG GND 端子に接続してください。

フルスケール周波数 FFS(Hz)とフルスケール変換値 RFS を設定

注意値として、入力パルスの周波数 f(Hz)から以下の式で変換値

負荷定格は電圧出力時 500kΩ以上、電流出力時 400Ω以下

d を計算します。

（配線抵抗を含む）です。定格を満たさない場合には信号d  f

が正しく出力されません。

R FS
FFS

小数点位置は「フルスケール変換値」で設定します。

注意
アナログ出力を接続する前に、「アナログ出力切替」が正しく設定されていることを確認してください。出力信号の種類が違う場合、接続機器に過電圧や過電流が印加されて、破損あるいは故障の原因となります。

6

IM-ES808-J04

11.4. リニアライズ変換
1 点から最大 8 点で、周波数 FN(Hz)とその変換値 RN を設定しアラーム機能が無効に設定されている場合は、解除状態の出ます。入力周波数 f(Hz)を、各設定点間で直線補間して表示力になります。

値 d に変換します。

アラームの出力と一緒に、パネルのアラームインジケータがR  R N 1d  f - FN   N
 R N -1 , FN  f  FN 1
FN  FN 1

点灯します。

参考

ただし、1 点(F0,R0)設定の場合は、d  f  F0  

アラーム動作出力をオープンに設定している場合は、解除状

R FS
 R0
FFS

態ではクローズですが、電源が切れている状態ではオープンです。設定(F0,R0)を変更すると、全体のオフセットが変化しで、電源投入からクローズになるまでは遅れ（約 0.2 秒）が

ます。

あります。

リニアライズ変換の結果が負になった場合は、0 に切り上げ

なお、電源投入から約 5 秒間、アラーム機能は停止していまます。

す。
11.10. ダンピング機能

11.5. オーバーレンジ
オーバーレンジの上限は固定で、フルスケールの 120%です。

「ダンピング時定数」を設定すると測定値を平滑化して、ふ

超えた値はすべて上限値に切り下げます。

らつきを低減できます。ただし、応答性は遅れます。時定数11.6. ローレベルカットオフとはステップ状の入力変化に対して出力が到達値の約 63％設定されたローレベルカットオフ値未満の測定周波数を 0 とになるまでの時間です。

して変換します。設定範囲は、0.0Hz～999.9Hz です。

設定範囲は 0.0 秒～9.9 秒です。0.0 秒設定でダンピング機
能を停止します。

11.7. 測定表示

11.11. アナログ出力

固定少数点で、最大 5 桁の数値をゼロサプレスして表示します。

アナログ出力は 0-5V 電圧出力、0-10V 電圧出力、4-20mA 電表示の更新周期は変換周期と同じで、「表示更新周期」で設定

流出力の 3 タイプです。出力端子は共通で、「アナログ出力

します。

切替」で出力タイプを設定します。

変換値の小数点位置は、「フルスケール変換値」で設定しま11.12. アナログ出力調整

す。

アナログ出力のゼロ点と F.S.（フルスケール）点の調整を行

周波数値は小数点以下 1 桁で固定です。

えます。「アナログ出力ゼロ点調整」、「アナログ出力 F.S.点調整」

キー操作で、変換値表示と周波数表示を切替えることができには「アナログ出力切替」で設定されている出力に対する調ます。（→P.8「12.1周波数表示切替」）

整値が表示されます。調整値はアナログ出力タイプごとに個

11.8. アラーム機能別保存されているため、「アナログ出力切替」を変更しても変換値が上限アラームまたは下限アラーム設定値を超える選択されている出力以外の調整値は失われません。0 に調整とアラーム信号を出力します。

すると工場調整値に戻ります。
図 7 アナログ出力調整項目

アラーム解除のヒステリシスは固定で、フルスケール変換値の 1%です。変換値が、上限または下限アラーム設定値よりさ設定項目と記号らにヒステリシス分だけ内側に入ると出力を解除します。

アナログ出力ゼロ点調整

7

アナログ出力F . S . 点調整

8アラーム機能は、「アラーム制御」の設定で、無効に出来ます。

変換値

ヒステリシス

Td：サンプリング遅延

Td

設定値

(1)

「アナログ出力切替」を調整したい出力に設定します。

(2)

アナログ出力端子に測定器を接続します。

(3)
ON

設定範囲
-100～100-200～200-200～200-100～100-200～200-200～200

アナログ出力の調整は以下の手順で行います。
TdOFF

アナログ出力切替
4-20mA 電流出力
0-5V 電圧出力
0-10V 電圧出力
4-20mA 電流出力
0-5V 電圧出力
0-10V 電圧出力調整項目でシフト・キー

またはアップ・キー

を押すと、表示の 1 桁目が点滅します。この状態でアナOFF

ログ出力端子には、ゼロ点または F.S.点の信号が出力さ
図 6 下限アラーム動作例

れます。
出力の増減を、それぞれアップ・キー

11.9. アラーム出力

キー

アラーム出力は、オープンまたはクローズを「アラーム制御」の定値が変化します。

設定で選択できます。

エンター・キーとシフト・で行い調整します。出力の調整量に応じて設で調整を終了して、出力が 0V ま

たは 4mA になります。

7

IM-ES808-J04

アナログ出力ゼロ点調整、F.S.点調整の設定時には点滅桁移

注意

動の機能は無く、キーを押すごとに数値がデクリメントされパネル設定に切替ると、アナログ出力は電圧の場合 0V、電流のます。

場合 4mA になります。

 アップ・キー

数値の繰上げ、または小数点位置を移動します。

12. パネル操作

数値は、設定可能な範囲内で繰り返し繰り上がります。

12.1. 周波数表示切替

設定値によっては、表示値が設定範囲を超えないように、あら

電源投入時は、変換値を表示します。

かじめ下位または上位の桁を設定する必要があります。

シフト・キー

アナログ出力ゼロ点調整、F.S.点調整の設定時にはキーを押すを 2 秒以上押し続けると、測定周波数の表示に切り替わり、周波数表示インジケータが点灯します。

ごとに数値がインクリメントされます。

再びシフト・キー

 エンター・キー

を 2 秒以上押し続けると、変換値表

全項目の設定値を保存して、パネル設定を終了します。

示に戻ります。

項目表示と設定変更表示のいずれでも有効です。

12.2. パネル設定への切替
モード・キー

パネル設定を終了すると、常に変換値表示に戻ります。

および他のキーと組合わせて 2 秒以上押13. パネル設定項目

し続けると、パネル設定表示に切り替わります。押されるキーにより、以下の 3 種類のパネル設定になります。

パネル設定については付録 2．動作設定手順（→P.12）、（→P.8「12.3.パネル設定の表示」）

付録 3．設定手順例（→P.13）を参照してください。

 モード・キー

13.1. 動作設定：

アラーム設定 モード・キーとシフト・キー：設定項目と記号フ ル ス ケ ー ル周
波数とアップ・キー：フルスケール変換値1

ローレベルカットオフ
ダンピング時定数
表 示 更 新 周 期
機 器 ア ド レ ス
パ ル ス 検 出
タ イ ム ア ウ ト

2
3
4
5

0

動作設定
 モード・キー

リニアライズ変換設定
12.3. パネル設定の表示
パネル設定表示では、最上位桁で項目記号を表示して、区切りの小数点に続く残りの 4 桁で設定値を表示します。
項目記号は、0～9 までの数字の他に、アルファベットで表わします。
リニアライズ変換設定では、周波数値設定でアラームインジ
ケータ、変換値設定で周波数表示インジケータが点灯します。
表示は、項目表示と設定変更表示があり、項目表示では、設定値をゼロサプレスして表示します。

6

ア ナ ロ グ 出 力
ゼ ロ 点 調 整

7

ア ナ ロ グ 出 力
F . S . 点 調 整

8シフト・キーまたはアップ・キーの操作で設定変更表示になり、設定桁をすべて表示して、点滅で値を変更する桁または小数点位置を示します。

入

力

設

定

P

アナログ出力切替o12.4. パネル表示設定でのキー操作
パネル設定表示では、各キーは以下のように機能します。
 モード・キー：

設定項目を選択します。

4-20mA 電流出力：-100～100
0-5V 電圧出力：-200～200
0-10V 電圧出力：-200～200
4-20mA 電流出力：-100～100
0-5V 電圧出力：-200～200
0-10V 電圧出力：-200～200
設定表示： P
③ ② ①①:プルアップ抵抗
0:無し、1:有り②:パルス検出レベル
0:オープンコレクタ
1:ロジックレベル③:ハイカットフィルタ
0:OFF、1:ON
4-20mA 電流出力：4-20：
0-5V 電圧出力：0-5：
0-10V 電圧出力：0-10：

キーを押すごとに、先頭から最後まで設定項目を繰り返し表示します。
設定変更表示でキーを押した場合は、そのまま項目表示に戻ります。
 シフト・キー

設定範囲・設定内容
0.1Hz～1000.0Hz(1000.0Hz は 0.0Hz で設定)
0.001～10000(10000 は 0 で設定)
小数点位置設定範囲：
XXXX.(小数点無し)、X.XXX
XX.XX、XXX.X
0.0Hz～999.9Hz
0.0～9.9 秒
0.1 秒～9.9 秒
0～99
0.5 秒～9.9 秒：

変更する桁を選択します。

通キーを押すごとに、点滅位置を 1 桁目から最上位桁まで繰り返し移動します。
フルスケール変換値の設定では、最上位桁の次は小数点が点
滅します。

8

信

設

定

d

設定表示： d ④ ③ ② ①②-①：機器アドレス
設定範囲：00～99③：通信速度
0：4800bps
1：9600bps
2：19200bps
3-9：38400bps④：レスポンス遅延
0：最小時間
1：50ms2：100ms
3：200ms
4：500ms
5：1s
6-9：2s

IM-ES808-J04

13.2. アラーム設定• ブロック長

設定項目と記号
アラーム値上限
A
アラーム値下限b
ア ラ ー ム 制 御C

設定内容
0.001～10000
小数点位置はフルスケール変換値と同じ
10000 は 0 で設定
0～9999
小数点位置はフルスケール変換値と同じ

N = 8～14 バイト 可変

(1)

(2)

(3)

(4)

1

2

3

4

(5)
5

6

8

N-2

(6)

(7)

N-1

N

(1)スタートコード：1 文字固定 ' * 'ブロックの始まりを示します。
(2)機器アドレス：2 文字 ' 00 ' ～ ' 99 'パネル設定の「機器アドレス」で設定された値です。

設定表示：Ｃ ０ ０ ② ①①：アラーム動作
0：無効、1：動作②：動作時出力
0：オープン、1：クローズ

アドレスが一桁の場合は、二桁目を 0 とします。
(3)コマンド または レスポンス：1 文字 アルファベット
コマンド'R' 読出コマンド

13.3. リニアライズ変換設定

設定値や測定値を読み出します。
'W' 設定コマンド

設定項目と記号リニアライズ
設 定 点 数L
リニアライズ周 波 数 値
リニアライズ
変 換 値

A●
H
A
H●

1～8

1～8

設定内容
0～8 点
0 の場合リニアライズ変換は無効
0.0Hz～999.9Hz

設定を行います。
レスポンス'K' 正常レスポンス
正常に通信が行われたことを示します。

0.001～10000
小数点位置はフルスケール変換値と同じ10000 は 0 で設定'E' エラーレスポンス
通信エラーを示します。
(4)コマンド番号 ' 00 ' ～ ' 99 'コマンドの、設定または読出し項目を指定する番号で13.4. 工場出荷値
設定項目／記号フ ル ス ケ ー ル 周 波 数
フ ル ス ケ ー ル 変 換 値
ロ ー レ ベ ル カ ッ ト オ フ
ダ ン ピ ン グ 時 定 数
表
示
更
新
周
期
機
器
ア
ド
レ
ス
パ ル ス 検 出 タ イ ム ア ウ ト
ア ナ ロ グ 出 力 ゼ ロ 点 調 整
アナログ電圧 F.S.点調整
入力
設定
ア ナ ロ グ 出 力 切 替通信設定
ア ラ ー ム 値 上 限
ア ラ ー ム 値 下 限
ア
ラ
ー
ム
制
御
リ ニ ア ラ イ ズ 設 定 点 数
リ ニ ア ラ イ ズ 周 波 数 値
リ ニ ア ラ イ ズ 変 換 値

0
1
2
3
4
5
6
7
8
P
o
d
A
ｂ
C
L
1～8
1～8

す。レスポンスでは同じ番号を送信します。

設定値
100.0
100.0
0.0
0.0
0.5
0
0.6

(5)データ：0～6 文字' 0 ' ～ ' 9 'の数字と小数点文字から成ります。
ただし、コマンドのデータは小数点を含みません。
また、読出コマンドの場合、データは無し(0 文字)となります。
(6)ストップコード：1 文字固定 ' # '

0
0
001
4-20
1100
999.9
0.0
0011
0
0.0
0.0

ブロックの終わりを示します。
(7) BCC：１バイト ブロックチェックコード
伝送エラー検出コードです。
スタートコードとストップコードを含む、ブロック全
体の奇数水平パリティ（LRC-Odd）で、8 ビット目は 0とします。レスポンスに BCC は付きません。
14.3. コマンド－レスポンス通信手順
 ホストコンピュータから RR940N にコマンドブロックを送信します。

14. 通信機能

コマンドブロックの機器アドレスが、RR940N に設定されている

14.1. 通信方式

機器アドレスと一致すれば、ブロックを受信します。

コマンド－レスポンス方式による通信で、8 ビットの可変長機器アドレスが異なる場合は、ブロックを無視します。

通信ブロックを送受信します。以下の説明では、コマンドは

 コマンドブロックが正しければ、設定の変更や、変換値の読ホストコンピュータから RR940N への通信を表し、レスポン出しなどを実行して、レスポンスブロックを送信して通信がスは RR940N からホストコンピュータへの通信を表します。

完了します。
 次の通信は、ホストコンピュータがレスポンスブロックを受

14.2. 通信ブロック形式

信した後に行います。

通信ブロックの詳細については付録 4．通信パラメータ一覧

14.4. 通信によるパネル設定の変更（→P.14）を参照してください。
• 文字コード

通信でパネル設定の変更を行う場合は、以下のようになります。

ASCII 8 ビット

 通信設定状態(1 スタートビット、1 ストップビット、パリティビット無し)

設定コマンドを実行すると、変換および出力は一時的に停止して、表示がバー表示 “－－－－” に変わります。

9IM-ES808-J04

15. 保守 通信設定の終了

通信設定状態は、以下のいずれかの場合に終了して、変換値

汚れを落とす場合は、乾いた布またはシリコーンクロスで静表示に戻ります。

かに拭って下さい。

ただし、2）、3）のときは、設定が保存されない場合があり端子部が水などに濡れた場合には、十分に乾燥させてさびなます。

どの腐食や残留物が無いことを確認してから使用してくだ

1) 2 秒以内にコマンドブロックを受信しない。

さい。

2）エンター・キーが押された。（強制解除）
3）通信エラーが発生。
14.5. 通信エラー処理
コマンドブロックの受信で、以下の通信エラーが発生した場
合は、それまでの受信を無視します。この時、レスポンスは送信しません。
 受信オーバーフロー

コマンドブロックの長さが 16 バイトを越えた場合受信を破棄して、レスポンスブロックは送信しません。
 受信タイムアウト

スタートコードを受信してから、約 0.2 秒以内に BCC までの受信が終了しない場合
受信を破棄して、レスポンスブロックは送信しません。
受信したコマンドブロックに、以下のエラーが有った場合
は、エラーレスポンスを送信します。
 BCC エラー

コマンドブロックの BCC 検査でエラーを検出 データエラー

設定コマンドで、
1) データが 4 桁以上
2) データの値が設定範囲外
3) データに、数字以外の文字が含まれている コマンドエラー

コマンドまたはコマンド番号が正しくない
または実行不可
エラーレスポンスのデータはエラー番号です。
エラー番号とエラーの種類は、以下のとおりです。

種

類

番 号

内

容

BCC エラー

0201

BCC エラーを検出

数値エラー

0202

データに数字以外の文字

未定義コマン0203

未定義コマンドまたはコマド
データ長エランド番号が正しくない
0204

ー

設定データが 4 桁を越えてい
る

実行エラー

0205

コマンド実行不可

設定範囲外

0206

設定データが範囲外

14.6. 送受信切替とレスポンス遅延
コマンドブロック受信後、通信回路の受信から送信への切替
えに遅延時間が必要な場合は、「通信設定」のレスポンス遅延で設定してください。
ホストコンピュータ側での、送信切替の遅延時間は、必要あ
りません。

10

IM-ES808-J04

付録 1 外形図

POWER SOURCE(–)

POWER SOURCE(+)
OUT-1(ALARM OUT)

1
3

ANALOG GNDANALOG OUT
RS485(+)

4
6

SENSOR POWER OUTSENSOR SIGNAL INSENSOR GND

RS485(–)

9

7

10

8

5

2

取付間隔寸法パネルカット寸法

H

L

IM-ES808-J04

11

付録 2 動作設定手順
電源 OFF
電源 ON

測定値表示

変換値表示

周波数表示
2 秒以上

＋
2 秒以上

2 秒以上

注)
パネル設定終了後は変換値表示に戻る＋
2 秒以上

0.フルスケール
周波数

A.アラーム値
上限

L.リニアライズ
設定点数

1.フルスケール
変換値b.アラーム値
下限

1.第 1
リニアライズ
周波数値

2.ローレベル
カットオフ

C.アラーム制御

N
リニアライズ
設定点数 1～8

3．ダンピング
時定数

N.第 N
リニアライズ
周波数値

4.表示更新周期

1.第 1
リニアライズ
変換値
N
リニアライズ
設定点数 1～85.機器アドレス

N.第 N
リニアライズ
変換値

6. パルス検出
タイムアウト

7.アナログ出力
ゼロ点調整

8.アナログ出力
F.S.点調整

P. 入力設定o.アナログ出力切替

d.通信設定12

IM-ES808-J04

付録 3 設定手順例

動作設定項目 2.ローレベルカットオフを 0.0 から 10.0 に変更する場合
変換値 or 周波数表示
2 秒以上＋

動作設定に移動

フルスケール周波数
項目表示
項目のインクリメント
フルスケール変換値
項目表示
項目のインクリメント
ローレベルカットオフ
項目表示or

いずれかのキーで、設定値の変更開始（点滅桁の変更が可能）

ローレベルカットオフ
設定変更表示
左へ点滅桁を移動
ローレベルカットオフ
設定変更表示
左へ点滅桁を移動
ローレベルカットオフ
設定変更表示
点滅桁の数値をインクリメント
ローレベルカットオフ
設定変更表示数値を確定
ローレベルカットオフ
項目表示
項目表示に戻る
変換値表示

13

IM-ES808-J04

付録 4 通信パラメータ一覧
表記についてX:データ。一つの X が一桁の数字 0～9 を示します。ただし、設定可能範囲外の数字はデータに含まれません。

.

:小数点位置。データに小数点位置が複数表記してある場合は設定で小数点位置が変化することを示します。

※ステータス項目について
上下限アラームが発生しているか、変換値がフルスケールの 120％を超えたかどうかをレスポンスデータで返します。
レスポンスデータは下限アラーム：0001、上限アラーム：0010、FS の 120％：0100 となります。
コマンド

項目

項目

番号

or

コマンド

コマンド

レスポンス

番号

データ

データ

表示値

変換値表示

レスポンス
R
K

周波数表示

R

K
K

12

10

X.～XX.X.X.X.

11

X.X～XXXX.X

ステータス

R

0

フルスケール周波数

R

W

K

15

X～XXXXXX

X.X～XXXX.X

1

フルスケール変換値

R

W

K

17

X～XXXX

X.～X.X.X.X.

W

K

XXXX

フルスケール変換小数点位置

R

18

X

X

2

ローレベルカットオフ

R

W

K

19

X～XXXX

X.X～XXX.X

3

ダンピング時定数

R

W

K

20

X～XX

X～XX

4

表示更新周期

R

W

K

21

X～XX

X.X

5

機器アドレス6

パルス検出タイムアウト

R

W

K

24

X～XX

X.X

7

アナログ出力ゼロ点調整

8

アナログ出力 F.S.点調整

P

入力設定

R

W

K

50

X～XXX

XXX

o

アナログ出力切替

d

通信設定

A

アラーム値上限

R

W

K

13

X～XXXX

X.～X.X.X.X.

B

アラーム値下限

R

W

K

14

X～XXXX

X.～X.X.X.X.

アラーム制御

R

W

K

53

X～XX

XXXX

L

リニアライズ設定点数

R

W

K

30

X

X

1

第 1 リニアライズ周波数値

R

W

K

31

X～XXXX

X.X～XXX.X

2

第 2 リニアライズ周波数値

R

W

K

32

X～XXXX

X.X～XXX.X

3

第 3 リニアライズ周波数値

R

W

K

33

X～XXXX

X.X～XXX.X

4

第 4 リニアライズ周波数値

R

W

K

34

X～XXXX

X.X～XXX.X

第 5 リニアライズ周波数値

R

W

K

35

X～XXXX

X.X～XXX.X

6

第 6 リニアライズ周波数値

R

W

K

36

X～XXXX

X.X～XXX.X

7

第 7 リニアライズ周波数値

R

W

K

37

X～XXXX

X.X～XXX.X

第 8 リニアライズ周波数値

R

W

K

38

X～XXXX

X.X～XXX.X

1

第 1 リニアライズ変換値

R

W

K

39

X～XXXX

X～XXXX2

第 2 リニアライズ変換値

R

W

K

40

X～XXXX

X～XXXX

W

K

1

動作 設定 項目
設定項目

アラーム

C

リニ アラ イズ変換設定項目

58

第 3 リニアライズ変換値

R

41

X～XXXX

X～XXXX

4

第 4 リニアライズ変換値

R

W

K

42

X～XXXX

X～XXXX5

第 5 リニアライズ変換値

R

W

K

43

X～XXXX

X～XXXXW

K

3

第 6 リニアライズ変換値

R

44

X～XXXX

X～XXXX7

第 7 リニアライズ変換値

R

W

K

45

X～XXXX

X～XXXX8

第 8 リニアライズ変換値

R

W

K

46

X～XXXX

X～XXXX

6

14

IM-ES808-J04

■ サービスネット
製品の不具合などの際は弊社営業担当か、弊社営業所までご連絡ください。
営業所については弊社ホームページをご覧ください。

■ 製品保証弊社ホームページをご覧ください。

All right Reserved Copyright © 2017 TOKYO KEISO CO., LTD.
本書からの無断の複製はかたくお断りします。