超音波流量計  コンフィグレーションソフト    UF シリーズ  IM-­F2167-­J00  取扱説明書	       初版   2021  08   E  ＜目	  次＞  UF シリーズ  超音波流量計  コンフィグレーションソフト    目	  次  ■ はじめに  .............................................................................................................................................................  1■ 本書で使用しているマークについて  .................................................................................................................  1■ 準備  ....................................................................................................................................................................  11.   コンフィグレーションソフトの操作方法  ..........................................................................................................  31.1 インストール  .....................................................................................................................................................................  31.2 コンフィグレーションソフトを使用する  .........................................................................................................................  31.2.1 コンフィグレーションソフトを開く  ...................................................................................................................................  31.2.2 Main 画面  ..............................................................................................................................................................................  31.2.3 通信設定  ...............................................................................................................................................................................  51.2.3.1 Com  Port  Setting  .........................................................................................................................................................  51.2.3.2 Baud  Rate  Setting  .......................................................................................................................................................  51.2.3.3 Parity  Setting  ...............................................................................................................................................................  51.2.3.4 Stop  Bits  Setting  .........................................................................................................................................................  51.2.4 Monitor  of  Flow  status  Zero  setting(All  address)画面  ..........................................................................................................  61.2.4.1 ゼロ点調整実施方法  ...................................................................................................................................................  71.2.4.2 Status の説明  ..............................................................................................................................................................  71.2.5 Setting  of  Parameter(Each  address)画面  ............................................................................................................................  81.2.5.1 画面説明  ......................................................................................................................................................................  91.2.5.2 Converter  Information  ...............................................................................................................................................  151.2.5.3 USER  Linearize  ........................................................................................................................................................  161.2.6 File  Operation  .....................................................................................................................................................................  191.2.6.1 画面説明  ....................................................................................................................................................................  191.2.6.2 CSV ファイルの書き込み  .........................................................................................................................................  201.2.6.3 CSV ファイルへの書き込み  .....................................................................................................................................  212.   エラーメッセージ  ............................................................................................................................................  222.1 COM  Port  Open  error  detected  ......................................................................................................................................  222.2 接続警告画面  ...................................................................................................................................................................  222.3 Data  Error.［XXXXX］  ...................................................................................................................................................  232.4 Linearize  DataError.  ........................................................................................................................................................  23    1    ■  はじめに  この度は、UF シリーズ超音波流量計をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。本書は、UF シリーズと PC を接続して、流量モニタや設定変更をする方法を説明しています。本書と併せて UF シリーズ取扱説明書(別冊)をお読みください。また、本コンフィグレーションソフトを使用した通信および設定変更はお客様の責任において行ってください。設定変更に起因する間接障害を含むいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■  本書で使用しているマークについて  本書では、注意していただきたいこと、また、取り扱い上守っていただきたいことの説明に次のようなマークを付けています。これらのマークの箇所は必ずお読みください。

この表示は製品の取扱上、必要不可欠な捜査や情報を示しています。

■  準備  流量計のパラメータ設定を行う為に、以下のものを事前に準備してください。
!   PC(別売)OS：日本語版／英語版 Windows XP、日本語版/英語版 Windows7(32bit、64bit)、日本語版／英語版 Windows8/8.1(32bit、64bit)日本語版／英語版 Windows10(32bit、64bit)推奨画面解像度…1024×768 ピクセル以上!   DC24V 電源(別売)連結台数に対応する電流容量である事。	  	  消費電流： 約 60mA／1 台!   UF シリーズ本体、専用ケーブル!   コンフィグレーションソフト	 !   USB－RS485 通信変換器(別売)推奨…システムサコム社製形式名 USB-485I RJ45-T4P	  	  	  HUMANDATA 社製
形式名 USB-003IM-­F2167-­J00  2    接続についてUF シリーズと PC の通信は、下図のように通信変換器を使用し、RS485 信号と USB 信号を変換して行います。
通信変換器(推奨)…システムサコム社製形式名 USB-485I RJ45-T4P
HUMANDATA 社製 形式名 USB-003PC

USB通信変換器(別売)TRD＋RS485＋TRD−RS485−UFシリーズ＋＋DC24−−※ UF シリーズの配線接続は UF シリーズの取扱説明書を参照してください。
※ 通信変換器の動作については製品の説明書を参照してください。
※ 異なるプロトコルでの接続や、PC および通信変換器の仕様によっては通信が不安定もしくは接続できない場合があります。

! コンフィグレーションソフトを使用する場合は、他の通信を止めてください。
! コンフィグレーションソフトの仕様・バージョンは予告無く変更する場合がございます。ご了承ください。

IM-­F2167-­J00  3    1.   コンフィグレーションソフトの操作方法  1.1   インストール  記憶媒体(CD-R など)に入っている“UF_V＊＊＊.exe”を PC のデスクトップ等任意の場所にドラッグアンドドロップするだけで使用できます。
※ソフトの末尾“V＊＊＊”はソフトのバージョンを示しています。

1.2   コンフィグレーションソフトを使用する  1.2.1   コンフィグレーションソフトを開く  コンフィグレーションソフトのアイコンをダブルクリックしてください。

1.2.2   Main画面  コンフィグレーションソフトを起動し、最初に表示される画面です。
ここでは UF シリーズのコンフィグレーションソフトについて説明します。

⑥⑤⑦⑧⑩⑨①②③④IM-­F2167-­J00  4    ① Com PortPC の通信ポートを選択します。
② Baud Rate通信速度を設定します。(出荷時は 57.6kbps です。)③ Parityパリティを設定します。(出荷時は Even です。)④ Stop Bitsストップビットを設定します。(出荷時は 1 です。)⑤ On-Line / Off-LineOn-Line 操作 / Off-Line 操作を選択します。
⑥ ADDRESSUF シリーズのスレーブアドレスを選択します。(出荷時は 1 です。)⑦ Monitor of Flow status Zero setting(All address)流量表示・ゼロ調整画面に移行します。
⑧ Setting of parameter(Each address)定数設定画面へ移行します。
⑨ File OperationUF シリーズに設定されている定数の書き込みや読み込みを行います。
⑩ Application Exitコンフィグレーションソフトを終了します。

IM-­F2167-­J00  5    1.2.3   通信設定  コンフィグレータと UF シリーズが通信を行う為の設定を行います。

1.2.3.1  Com  Port  Setting  使用する通信ポートをコンボボックスから選択してください。通信ポートはデバイスマネージャで確認してください。

1.2.3.2   Baud  Rate  Setting  通信速度をコンボボックスから選択してください。
19200 / 38400 / 576001.2.3.3   Parity  Setting  パリティをコンボボックスから選択してください。
Non / Odd / Even1.2.3.4   Stop  Bits  Setting  ストップビットをコンボボックスから選択してください。
(Parity が Non の場合のみ選択可能)※UF シリーズ本体の通信仕様変更は本体側キー操作にて行ってください。

IM-­F2167-­J00  6    1.2.4   Monitor  of  Flow  status  Zero  setting(All  address)画面  ②①④⑤⑥⑦⑧③⑨⑩ｂ① ADDRESS
流量表示するアドレスを表示、選択します。(1 画面最大 16 台まで)② Renewal通信接続を更新します。
③ Communi-cation接続状態を表示します。【通信中：緑】【通信中→切断：赤】【接続無し：えんじ】④ Flow rate流量を表示します。
⑤ Total count積算設定をしている場合に積算値を表示します。(P.Out 設定が Total の時)⑥ Statusステータスを表示します。
⑦ Adjustment Zeroゼロ調整を行い、結果を表示します。
⑧ SETSetting of parameter(Each address)に移動します。
⑨ NOTEステータスの説明です。
⑩ MENUメニュー画面に戻る。

IM-­F2167-­J00  7    1.2.4.1   ゼロ点調整実施方法  ②ｂ①ｂ③ｂ① Adjustment Zero の ENT ボタンを押すとゼロ調整が始まり、Judgment は‘Start’→‘Running’となります。
② 調整中は Status の‘Ｐ’が赤となります。
③ ゼロ調整が終了すると、Judgment は‘Done’となり、成功すると Status の‘Ｐ’は緑となります。

1.2.4.2   Statusの説明  各 Status について正常時は緑、異常時は赤で表示されます。
A ：AGC 異常W ：受波異常V ：流量異常P ：ゼロ調整中Z ：ゼロ調整失敗D ：センサ劣化R ：センサ逆接続E ：基板故障IM-­F2167-­J00  8    1.2.5   Setting  of  Parameter(Each  address)画面  ※メイン画面で選択した Address のパラメータ値が表示されます。

②⑦③①ｂ⑤⑥⑧IM-­F2167-­J00  9    1.2.5.1   画面説明  ① Parameter
各種パラメータを設定します。
② Parameter Data Read / Pasteパラメータ値の読み込み、任意のアドレスへの設定書き込みを行います。

設定変更した場合“ENTER”ボタンで確定するまで UF シリーズ本体の設定は書換りませんのでご注意ください。

③ Tab
パラメータ設定画面とリセット画面の切り替えを行います。
④ User Linearizeユーザリニアライズ補正を設定します。
⑤ MENUメニュー画面に戻ります。
⑥ ENTERパラメータ値の書き込みを行います。
⑦ Converter InformationUF シリーズのスレーブアドレスやシリアルナンバー、バージョンを表示します。
⑧ Data resetユーザー用データをリセットし、初期化します。

データが初期化されるので通常は使用しないでください。IM-­F2167-­J00  10    Parameter の説明各パラメータの詳細は、UF シリーズ取扱説明書をご確認ください。

■   Detector  size  使用する検出器の口径をコンボボックスから選択します。
工場出荷時にセンサの口径を設定していますので変更しないでください。

■   K-­Factor  流量の補正値を設定します。

工場出荷時に設定した補正値ですので変更しないでください。

■   Flow  rate  Unit  流量単位は L/min で固定されています。
■   Full-­scale  フルスケール値の設定を行います。
テキストボックスに半角数字で数値を入力してください。
なお、Detector size を選択すると自動で設定されます。■   DECIMAL  POINT  フルスケール値の小数点以下の桁数は 1 で固定されています。
フルスケール流量  フルスケール流量は、流量単位(Flow rate unit)とフルスケール値(Full scale)、小数点位置(Decimal point)の組み合わせで決まります。  

設定項目  フルスケール流量  Detector  size  20.0  L/min  UF10  50.0  L/min  UF15  90.0  L/min  UF20  150.0  L/min  UF21  Flow  rate  unit  Full  Scale  Decimal  point  200  L/min  

500  900  1  1500  IM-­F2167-­J00  11    ■   KINEMATIC  VISCOSITY  流体動粘度補正の有効・無効を設定します。有効にする場合は Yes を選択します。
右にテキストボックスが表示されるので、半角数字で数値を入力してください。

■   TIME  CONSTANT  流量出力の応答時間の有効・無効を設定します。有効にする場合は Yes を選択します。
右にテキストボックスが表示されるので、半角数字で数値を入力してください。

■   Low  cut  off  ローカットオフ機能の有効・無効を設定します。有効にする場合は Yes を選択します。右にテキストボックスが表示されるので、半角数字で数値を入力してください。

IM-­F2167-­J00  12    ■   Silent  interval  通信時のサイレントインターバル時間の設定をします。
テキストボックスに半角数字で数値を入力してください。

■   Abnormal  hold  time  異常ホールド時間を設定します。テキストボックスに半角数字で数値を入力してください。

■Hi/Low  Hysteresis  設定値に対して Hi であれば上限、Low であれば下限アラームが ON から OFF に復帰する値を設定します。テキストボックスに半角数字で入力してください。

■   Flow  Direction  流れの方向を設定します。
Forward：流れの順方向をプラスに表示し、逆方向の流れを 0 で表示します。
Forward/Revererse：流れの順方向をプラスに表示し、逆方向の流れをマイナスで表示します。
※(Inverted)：流れ方向の正負を反転して表示します。
流れ方向を変更したいときにご使用ください。

■   Moving  Average  移動平均を設定します。
Sample Count：35ms 毎のサンプル数を設定します。設定範囲：0〜64 個。
Shift：平均した値のシフト量を設定します。設定範囲：0〜63 個IM-­F2167-­J00  13    ■   ALMH  上限警報値を設定する場合は、ALMH のテキストボックスに設定する警報値を半角数字で入力してください。

■   ALML  下限警報値を設定する場合は、ALMH と同様の手順で設定してください。
■   DO1  デジタル出力を利用する場合は、DO1 のコンボボックスで None、Alarm High、Alarm Low、Total Output、FlowDirection、Signal Loss、Pulseout から選択してください。NO/NC(Nomal Open / Nomal Close)は Contact Type のコンボボックスから選択してください。

■   DO2  DO2 を利用する場合は、DO1 と同様の手順で設定してください。

IM-­F2167-­J00  14    Data Read / Paste■   Data  Read ボタン  UF シリーズに設定されているパラメータをコンフィグレータに読み込む際に使用します。読み込む UF シリーズのAddress をリストボックスから選び、Data Read ボタンを押します。
■   Data  Paste ボタン  コンフィグレータで設定したパラメータを他の Address に書き込む際に使用します。Paste ボタンを押して書き込むAddress をリストボックスから選び、OK ボタンを押します。

設定変更した場合“Finish pasting”のメッセージが出るまでは他の Address は書き換りませんのでご注意ください。

IM-­F2167-­J00  15    1.2.5.2   Converter  Information  以下の項目は Setting of Parameter 画面では変更できません。
■   Sensor  S/N  センサのシリアルナンバーです。

■   Converter  S/N  変換器基板のシリアルナンバーです。

■   Hard  &  Firm  Ware  version  変換器基板のハードウェアバージョンとファームバージョンです。

IM-­F2167-­J00  16    1.2.5.3   USER  Linearize  UF シリーズは流体の動粘度に応じて、流体の音速と流量の関係を正しく補正する自動リニアライズを内蔵していますが、流体使用の変更や測定偏差を補正する場合にユーザリニアライズを使用します。
■   ユーザリニアライズの使用方法  補正は折れ線近似方式で最大 20 点まで設定可能で、フルスケール以内の任意の流量点に設定します。この時の入力値は設定した流量単位に関わらず、L/min としてください。ユーザリニアライズの入力値は、低い流量から順番に入力してください。フルスケール流量の設定値より大きい流量補正値の入力は行わないでください。その場合はあらかじめフルスケール流量の設定値を変更してください。最大入力値は必ずフルスケール流量値を入力してください。最小入力値から下は、流量 0 まで直線的に近似します。
■   設定方法  USER Linearize のコンボボックスで Yes を選択し、point のコンボボックスから補正点数を選びます。Decimal で小数点以下の桁数を選びます。

選択した補正点数の分だけテキストボックスに入力可能となるので、低い流量から Master(Out)と Flowmeter(In)を入力してください。

IM-­F2167-­J00  17    ■   設定例  F.S 1.0L/min 設定で以下のような偏差を 7 点で補正する場合の手順を示します。
Flowmeter     (In)  Master     (out)  1①  0.2  0.1  0.9②  0.4  0.2  0.8③  0.6  0.3  0.7④  0.7  0.4  ⑤  0.8  0.5  ⑥  0.9  0.8  ⑦  （1.0）  （1.0）  

Flow m eter	 (In)ポイント  0.60.50.40.3補正後0.2補正前0.100

0.10.20.30.40.50.6M aster	 (O ut)0.70.80.911) USER Linearize を Yes, point を 7、Decimal を 1 と選択します。

2) 1 から 7 まで Flowmeter に補正前流量, Master に補正後流量の順を入力します。
最大入力値はフルスケール流量を入力してください。

IM-­F2167-­J00  18    3) リニアライズ値の入力が終了したら、Enter ボタンをクリックしてください。

設定変更した場合“ENTER”ボタンで確定するまで UF シリーズ本体の設定は書換りませんのでご注意ください。

以上でユーザリニアライズ補正の設定は終了です。
■   ユーザリニアライズの注意点…設定エラーとなりますので注意してください  ①Master, Flowmeter 共に低い流量から入力してください。
②流量単位はフルスケール流量の単位に関わらず、L/min としてください。

IM-­F2167-­J00  19    1.2.6   File  Operation  UF シリーズ内の設定値を CSV ファイルとして保存する場合や CSV ファイルに保存されているパラメータを UF シリーズに書き込む際に使用します。

1.2.6.1   画面説明  ④③① Load selected address number data from file.
CSV ファイルに記録されている設定値を UF シリーズに書き込みます。この際、ファームバージョン、ハードバージョン、センサーシリアルナンバー、変換器基板シリアルナンバーは読み込みません。
② Save selected address number data to file.
UF シリーズの設定値を CSV ファイルに保存します。
③ ENTER書き込み等をスタートします。
④ MENUメニュー画面に戻ります。

IM-­F2167-­J00  20    1.2.6.2   CSVファイルの書き込み  ④⑤⑥⑦①. 1.Load selected〜を選択します。
②. FILE SELECT で書き込む設定値が記録された CSV ファイルを選択します。
③. CSV ファイル選択後、ファイルのパスが表示されます。
④. Add/Del を押します。
⑤. 書き込み先の UF シリーズのアドレスをリストボックスから選び、>>ボタンで右のテキストボックスに追加します。追加したアドレスを取り消す場合は、取り消したいアドレスを選択して DEL ボタンを押します。
⑥. OK ボタンを押して、アドレスの選択を終了します。
⑦. ENTER ボタンを押すと“Start processing OK?”のメッセージが表示され、OK ボタンを押すと書き込みを開始します。“Load completed.”のメッセージが表示されれば書込み完了です。OK ボタンを押して終了します。

IM-­F2167-­J00  21    1.2.6.3   CSVファイルへの書き込み  １④１⑤１①. 2.Save selected〜を選択します。
②. 保存したい UF シリーズのアドレスを選択します。
③. 保存場所を指定し、保存するファイル名を入力します。
④. 保存ボタンを押して、入力を終了します。
⑤. ENTER ボタンを押すと“Start processing OK?”のメッセージが表示され、OK ボタンを押すと保存を開始します。“Save completed.”のメッセージが表示されれば保存完了です。OK ボタンを押して終了します。

IM-­F2167-­J00  22    2.   エラーメッセージ  2.1   COM  Port  Open  error  detected  以下の原因が考えられますので再度ご確認ください。
■ 使用している通信ポートが合っていない可能性があります。
☞ 使用している通信ポートを確認し、再度通信ポートの設定を行ってください。

2.2   接続警告画面  Top 画面から MENU ボタンを押して発生する事があります。
以下の原因が考えられますので再度ご確認ください。
■ 使用している通信ポートが合っていない可能性があります。
☞ 使用している通信ポートを確認し、再度通信ポートの設定を行ってください。
■ 通信エラーの可能性があります。
☞ 再度“ENTER”ボタンや“Data Read”をクリックし、通信を行ってください。
■ PC の通信ポートと流量計間のケーブルの極性や端子番号が間違っている。
また、断線している可能性があります。
☞ ケーブルの極性、端子番号、断線を確認してください。
■ 流量計に電源が投入されていない可能性があります。
☞ 電源を投入してください。
■ 選択した“ADDRESS”の流量計が通信ライン上に無い可能性があります。
☞ 通信ライン上に存在する“ADDRESS”を選択してください。

IM-­F2167-­J00  23    2.3   Data  Error.［XXXXX］  パラメータ設定で、規定範囲を超えた数値を入力し、ENTER ボタンをクリックした際に発生します。
☞ 規定範囲内の数値を入力してください。

2.4   Linearize  DataError.  

パラメータ設定のリニアライズで規定範囲を超えた数値を入力し、Enter ボタンをクリックした際に発生します。
☞ 上限値内の数値を入力してください。
☞ 数値の入力順序を確認してください。

IM-­F2167-­J00  ■ サービスネット製品の不具合などの際は弊社営業担当か、弊社営業所までご連絡ください。
営業所については弊社ホームページをご覧ください。

■ 製品保証弊社ホームページをご覧ください。

All right Reserved Copyright © 2017 TOKYO KEISO CO., LTD.
本書からの無断の複製はかたくお断りします。