SW1BIT水位 ・ 歪白金測温抵抗体CH2CH1
未使用12345678OFF OFF ON OFF OFF ON --- --ON ON OFF ON ON OFF --- ---SW2
BIT
電圧2/5 分圧器
電流シングルエンド
差動CH4CH4CH3CH312345678ON OFF OFF --- ON OFF OFF --OFF OFF ON --- OFF OFF ON --ON ON ON --- ON ON ON ----- --- --- ON --- --- --- ON--- --- --- OFF --- --- --- OFF123456OFF OFF ON OFF OFF ONCH2CH178--- --未使用1ON2345678ON OFF ON ON OFF --- --CH2
CH1未使用1ON23456ON OFF OFF OFF ONCH2CH178--- --未使用123456
78ON OFF OFF ON ON OFF OFF OFFCH4CH4CH3CH312345678OFF OFF ON ON OFF OFF ON OFFCH4CH4CH3CH31ON23456
78ON ON ON ON ON ON OFFCH4CH4CH3CH3項目記録書式

単位

内容VoltTempTemp
HumResRes
ResCurrentWaterWaterStrainPressSnowInstWSInstWDFormatFormatFormatFormatFormatDisable＊＊＊＊．＊＊＊＊＊．＊＊＊＊．＊＊＊＊＊＊．＊＊＊＊．＊＊＊＊．＊＊＊＊．＊＊＊＊＊＊．＊＊＊＊＊＊．＊＊＊＊．＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊．＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊．＊＊＊＊＊＊＊．＊＊＊＊＊＊．＊＊＊＊＊＊．＊＊＊＊＊＊．＊＊＊＊＊＊－－－－－－－mV℃℃%kΩkΩkΩmAmmuE
hPacm
m/s
°

電圧
温度
温度
湿度
抵抗
抵抗
抵抗
電流
水位
水位歪
気圧
積雪瞬時風速瞬時風向単位無し単位無し単位無し単位無し単位無しCH 未使用

補足サーミスタ温度計白金測温抵抗体水位、最少桁 cm水位、最少桁 mmこの CH の記録をしない意味表示項目表示内容

備考測定インターバルinterval10minプレタイマーアフタースタートPreset TimerAfter StartOFF00/00 00:00入力モードMode ch1Water ＊＊． ＊＊＊ mCH1 水位Mode ch2DisableCH2 未使用Mode ch3Mode ch4DisableDisableCH3 未使用CH4 未使用１次変換式未使用ch1 aX+b a+1.000000未使用ch1 aX+b b+0.000000未使用ch2 aX+b ach2 aX+b b+1.000000+0.000000

未使用未使用ch3 aX+b a+1.000000未使用ch3 aX+b b+0.000000未使用ch4 aX+b ach4 aX+b b+1.000000+0.000000

未使用未使用BSL ch1 g+1.000000未使用BSL ch1 i+0.000000未使用BSL ch2 g+1.000000未使用平均化BSL ch2 iAverage+0.000000OFF

未使用未使用オフセットOffset ch100.000mOffset ch2+00000Offset ch3Offset ch4+00000+00000Alarm1 ch1Over +9999999警報無しUnder -9999999警報無しAlarm1 ch2Over +9999999Under -9999999警報無し警報無しAlarm1 ch3Over +9999999警報無しUnder -9999999警報無しAlarm1 ch4Over +9999999警報無しAlarm2 ch1Under -9999999Over +9999999警報無し警報無しUnder -9999999警報無しAlarm2 ch2Over +9999999警報無しAlarm2 ch3Under -9999999Over +9999999警報無し警報無しUnder -9999999警報無しAlarm2 ch4Over +9999999警報無しAuto DownloadUnder -9999999OFF警報無し未使用BSL 計算警報出力データ自動転送メニュー項目ROM バージョン製造番号
日付
時刻インターバルプレタイマーアフタースタート通信速度入力モード係数確認・設定ＢＳＬ確認・設定平均化確認・設定入力モニタオフセット確認・設定ゼロセット確認・設定警報値確認・設定記録データ
メモ電池残量標準設定呼出自動データ転送データ回収測定開始測定終了表示例操作スイッチ動作内容Ｖｅｒｓｉｏｎ[UP][DOWN] 表示のみＲＭＩＺＵ１．０ ’１７／０１[ENTER]Ｄａｔｅ[UP][DOWN] 表示／変更１７／０２／１６[ENTER]Ｔｉｍｅ[UP][DOWN] 表示／変更１１：２２：３３[ENTER]Ｉｎｔｅｒｖａｌ[UP][DOWN] 表示／変更１０ｍｉｎ[ENTER]Ｐｒｅｓｅｔ Ｔｉｍｅｒ[UP][DOWN] 表示／変更２ｍｉｎ[ENTER]Ａｆｔｅｒ Ｓｔａｒｔ[UP][DOWN] 表示／変更００／００ ００：００[ENTER]ＣＯＭ Ｓｐｅｅｄ[UP][DOWN] 表示／変更１１５２００ｂｐｓ[ENTER]Ｍｏｄｅ ｃｈ１[UP][DOWN] 表示／変更Ｗａｔｅｒ＊＊．＊＊＊ｍ[ENTER]ｃｈ １ ａＸ＋ｂ[UP][DOWN] 表示／変更ａ＋１．００００００[ENTER]ＢＳＬ ｃｈ １ａＸ＋ｂ[UP][DOWN] 表示／変更ｇ＋１．００００００[ENTER]Ａｖｅｒａｇｅ[UP][DOWN] 表示／変更
ＯＦＦ[ENTER]Ｍｏｎｉｔｏｒ[UP][DOWN] 表示／変更ｃｈ １＋１２．３４５ｍ[ENTER]Ｏｆｆｓｅｔ[UP][DOWN] 表示／変更ｃｈ １＋００．０００ｍ[ENTER]Ｚｅｒｏ Ｓｅｔ[UP][DOWN] 表示／変更ｃｈ １＋１２．３４５ｍ[ENTER]Ａｌａｒｍ１ ｃｈ１[UP][DOWN] 表示／変更Ｏｖｅｒ＋９９９９９９９[ENTER]Ｄａｔａ 16 －１１：２２：３３[UP][DOWN] 表示のみｃｈ １＋１２．３４５ｍ[ENTER]Ｍｅｍｏ １[UP][DOWN] 表示／変更１１１１１１１１１１１１１１１１[ENTER]ＢＡＴＴ[UP][DOWN] 表示／残量ﾘｾｯﾄ［＿＿＿＿■■■■■■］ [ENTER]Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｓｅｔｔｉｎｇ[UP][DOWN] 変更のみＹｅｓ，Ｎｏ[ENTER]Ａｕｔｏ Ｄｏｗｎｌｏａｄ[UP][DOWN] 表示／変更
ＯＦＦ[ENTER]Ｃａｒｄ Ｄｏｗｎｌｏａｄ[UP][DOWN] 回収実行Ａｌｌ，Ｎｅｗ[ENTER]ＲＯＭＲｅｃｏｒｄｉｎｇ ｓｔａｒｔ測定スイッチ 表示のみｉｎｔｅｒｖａｌ １０ｍｉｎ[REC]Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｓｔｏｐ測定スイッチ 表示のみＣｏｕｎｔ ０１５５６４[STOP]メニュー項目ROM バージョン日付

時刻インターバルプレタイマーアフタースタート通信速度入力モード係数確認と設定ＢＳＬ確認と設定平均化確認と設定

操作
方法① メニュー項目の「ROM Version」を表示させて、[ENTER] キーを押します。
[UP][DOWN] キーで目的の項目を選択して [ENTER] キーを押します。
②① メニュー項目の「Date」を表示させます。
② [ENTER] キーを押すと年、月、日の順で点滅します。
③ 年月日の正しい数値を [UP][DOWN] キーで設定します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN] キーで「Yes」または「No」を選択して [ENTER]④キーを押します。
① メニュー項目の「Time」を表示させます。
② [ENTER] キーを押すと時、分、秒の順で点滅します。
③ 時分秒の正しい数値を [UP][DOWN] キーで設定します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN] キーで「Yes」または「No」を選択して [ENTER]④キーを押します。
① メニュー項目の「Interval」を表示させて、[ENTER] キーを押します。
② [UP][DOWN] キーで目的のインターバル時間に合わせます。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN] キーで「Yes」または「No」を選択して [ENTER]③キーを押します。
※インターバルの設定可能な時間は、機器仕様を参照してください。
① ①メニュー項目の「Preset Timer」を表示させて、[ENTER] キーを押します。
② ② [UP][DOWN] キーで目的のプレ時間または「OFF」に合わせます。
③ ｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN] キーで「Yes」または「No」を選択し③て [ENTER] キーを押します。
① メニュー項目の「After Start」を表示させます。
② [ENTER] キーを押すと月が点滅します。
③ 測定を開始したい月を [UP][DOWN] キーで設定して、[ENTER] キーを押します。
④ 測定を開始したい日を [UP][DOWN] キーで設定して、[ENTER] キーを押します。
⑤ 月日設定と同様な操作で時分を設定します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN] キーで「Yes」または「No」を選 択し⑥て [ENTER] キーを押します。
① メニュー項目の「COM Speed」を表示させて、[ENTER] キーを押します。
② [UP][DOWN] キーで目的の通信速度に合わせます。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN] キーで「Yes」または「No」を選択して [ENTER]③キーを押します。
① メニュー項目の「Mode」を表示させて、[ENTER] キーを押します。
② [UP][DOWN] キーで目的の入力チャンネルに合わせ、[ENTER] キーを押します。
③ [UP][DOWN] キーで目的の入力モードに合わせ、[ENTER] キーを押します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN] キーで「Yes」または「No」を選択して [ENTER]④キーを押します。
① メニュー項目の「ch 1 aX+b」を表示させ、[ENTER] キーを押します。
② [UP][DOWN] キーで目的の入力チャンネルに合わせ、[ENTER] キーを押します。
③ [UP][DOWN] キーで係数ａ、ｂを選び、[ENTER] キーを押します。
④ [UP][DOWN] キーで係数ａ、ｂを桁ごとに設定して、[ENTER] キーを押します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN] キーで「Yes」または「No」を選択して [ENTER]⑤キーを押します。
① メニュー項目の「BSL ch 1」を表示させ、[ENTER] キーを押します。
② [UP][DOWN] キーで目的の入力チャンネルに合わせ、[ENTER] キーを押します。
③ [UP][DOWN] キーで係数 g、i を選び、[ENTER] キーを押します。
④ [UP][DOWN] キーで係数 g、ｉを桁ごとに設定して、[ENTER] キーを押します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN] キーで「Yes」または「No」を選択して [ENTER]⑤キーを押します。
① メニュー項目の「Average」を表示させて、[ENTER] キーを押します。
② [UP][DOWN] キーで目的の平均化時間に合わせます。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN] キーで「Yes」または「No」を選択して [ENTER]③キーを押します。※平均化の設定可能な時間は、機器仕様を参照してください。メニュー項目入力モニタオフセットゼロセット警報値確認と設定記録データ

メモ電池残量標準設定呼出自動データ転送

操作
方法① メニュー項目の「Monitor」を表示させます。
表示チャンネルを変更するときは、[ENTER] キーを押して、表示したいチャンネルを [UP]②[DOWN] キーで設定して、[ENTER] キーを押します。
① メニュー項目の「Offset」を表示させて、[ENTER] キーを押します。
② [UP][DOWN] キーで目的の入力チャンネルに合わせ、[ENTER] キーを押します。
オフセットを変更するときは、目的の桁から設定することができますので、[ENTER]キーを押③して目的の桁にします。
④ [UP][DOWN] キーで目的の数値に合わせます。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN] キーで「Yes」または「No」を選択して⑤[ENTER] キーを押します。
① メニュー項目の「Zero Set」を表示させて、[ENTER] キーを押します。
② [UP][DOWN] キーで目的の入力チャンネルに合わせます。
③ 値が安定した状態で [ENTER] キーを押します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN] キーで「Yes」または「No」を選択して④[ENTER] キーを押します。
※ゼロセットの値はオフセット値に反映されます。解除する場合はオフセット値をクリアしてください。
① メニュー項目の「Alarm」を表示させて、[ENTER] キーを押します。
② [UP][DOWN] キーで Alarm1 か Alarm2 に合わせ、[ENTER] キーを押します。
③ [UP][DOWN] キーで目的のチャンネルに合わせ、[ENTER] キーを押します。
④ [UP][DOWN] キーで Over か Under に合わせ、[ENTER] キーを押します。
警報値を変更するときは、目的の桁から設定することができますので、[ENTER] キーを押して目的⑤の桁にします。
⑥ [UP][DOWN] キーで目的の数値に合わせます。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN] キーで「Yes」または「No」を選択して⑦[ENTER] キーを押します。
① メニュー項目の「Data」を表示させます。
② 現在表示中データは最新の記録データです。
③ さかのぼって記録データを表示するときは、[DOWN] キーを押します。
① メニュー項目の「Memo」を表示させます。
② [ENTER] キーを押して、メモ１から６のいずれかを選択して、[ENTER] キーを押します。③ メモの内容を変更するときは、１文字ずつの変更となります。
④ １文字ずつ [UP][DOWN] キーを操作して、[ENTER] キーを押します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN] キーで「Yes」または「No」を選択して⑤[ENTER] キーを押します。
① メニュー項目の「BATT」を表示させます。
② 内蔵バッテリの残量が表示します。
③ 動作電池残量をリセットするときは、[ENTER] キーを押します。
④ [UP][DOWN] キーを操作して、動作電池の種類を選択し、[ENTER] キーを押します。
「BATT RMIN RESET? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN] キーで「Yes」または「No」を⑤選択して [ENTER] キーを押します。
※動作電池の残量リセットは、動作電池交換時以外行わないでください。
① メニュー項目の「Standard Setting」を表示させます。
[ENTER] キーを押しますと、「Yes,No」が表示しますので、[UP][DOWN] キーで「Yes」または「No」②を選択して [ENTER] キーを押します。
① [UP][DOWN] キーで ｢Half Memory｣ または ｢Max Memory｣ に合わせます。
｢Change? Yes,No｣ が最後に表示しますので、[UP][DOWN] キーで ｢Yes｣ または ｢No｣ を選択して②[ENTER] キーを押します。
① カードスロットにＳＤカードを挿入します。
メニュー項目の ｢Card Download｣ を表示させ [ENTER] キーを押し、[UP][DOWN] キーで [All] ま② たは [New] を選択して [ENTER] キーを押します。[All] を選択すると全データ、[New] を選択すデータ回収ると最新データが回収されます。
※１③ 回収時間は記録データ数により異なります。
回収が正常に完了すると ｢Load Finished｣ と表示しますのでカードスロットからＳＤカードを抜④きます。
※１：最新データ回収と全データ回収の違いについては、「4-4 データ回収」についての項を参照してください。210