AM7000 シリーズ

フローメータ

現場積算・積算パルス・電流発信・HART 通信付き
現場指示流量計

IM-F960-J09

取扱説明書

10 版 2023 12 E
2 版 2012 05 E目次

1. 結線 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
2. 表示部名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
3. 基本操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
4. 操作メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５
5. 操作手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７
5.1 ＯＰモード

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７

5.2 ＳＥＴモード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７
5.2.1 基本設定モード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７
5.2.2 積算値設定モード

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８

5.2.3 出力設定モード

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９

5.2.4 電流出力調整モード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
5.2.5 ＨＡＲＴ通信調整モード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１
5.3 ＴＥＳＴモード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２
5.3.1 電流出力テスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２
5.3.2 ＤＯ１テスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２
5.3.3 流量計のエラーチェック

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３

5.4 入力操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４
5.4.1 数値入力

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４

5.4.2 選択入力

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５

5.4.３ 出力調整

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６6. 標準設定データ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７

2

IM-F960-J09

１． 結線■ ターミナルの差込口形状

２． 表示部の名称

②④

①③⑤⑥

■ 裸線で結線する場合
ケーブル公称断面積：0.14～1.5 mm2、被覆のむき線長さ：約 5mm⑦⑧■ 棒形圧着端子で結線する場合
端子部の公称断面積：0.25～0.5mm2■ 下記の表に従って結線します。
電源定格は DC16～30V／［発信器端子間電源］として下さい。
各電源電圧における許容負荷抵抗値は下記の式より算出し電源電圧-負荷抵抗図の動作可能範囲内になるように注意して下さい。

① 磁気感知素子部 と 機能マーク LEFT KEY ： EXIT (/ESC)▽DOWN KEY ： NEXT RIGHT KEY ： ENTER (/＋)
② 流量積算表示のオーバーフローマーク
積算値が６桁以上ある場合に表示。
③ 流量積算単位④ 流量計動作状態表示
流量計の動作表示。 ERR はエラー発生時に表示。
⑤ 操作状態表示■ ： 操作状態表示マーク
mA ： 電流出力単位。
⑥ ６桁 LCD ディスプレイ
⑦ 警報接点出力状態表示
OU1 ： 接点出力１， OU2 ： 接点出力２⑧ 押しボタンスイッチ と 機能マーク（①共通）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10端子 No.

12345端子配線

DO1＋

DO1－

DO2＋

DO2－端子 No.

678910端子配線

R＋

R－

PS＋

PS－FG

（注） DO ： 接点出力端子
Ｒ ： 4-20mA アナログ電流発信端子
ＰＳ ： 電源端子
ＦＧ ： 接地端子

許容負荷抵抗 ≦ ( 電源電圧[V] – 10 ) / 0.024 [Ω]（但し、配線ケーブルの抵抗値も含む）■ 電源電圧－負荷抵抗図

負荷抵抗 (Ω)

830

580
動作可能範囲230

241630

電源電圧 (VDC)

注記

製造番号 F10～F20-****** の製品は端子No.6 と 7 に短絡ピンが組み込まれています。
4-20mA アナログ電流発信を使用する場合は取り外してください。

3IM-F960-J09

３． 基本操作■ 操作スイッチの使い方
本流量計は２種類の操作方法（磁気感知素子と押しボタンスイッチ）を用意しています。お客様の設置事情に合わせて使い分けすることができます。
磁気感知素子を利用した場合は、付属の操作マグネットを使用して表示部フタを開けずに操作が可能です。
操作する際には操作マグネットのプラスチックキャップ側を磁気感知素子のある部分に 0.5 秒以上当てれば、素子が感知します。

■ 操作メニューロックの解除
ＬＣＤ表示器の「操作状態表示の■マーク」が消えているときは操作メニューがロックされていることを示しています。
押しボタンまたは磁気感知素子で順番に「LEFT→DOWN→RIGHT→LEFT→DOWN」の入力を行うことにより操作メニューのロックを解除することができます。
解除操作を誤った場合は、最初から順番に行って下さい。

操作状態表示マーク
磁気感知素子部

押しボタンスイッチ部

注意
調整後の最終出力確認は流量調整にて行うか、フロート軸を動作させて確認して下さい。

注意■ 磁気感知素子での操作中に限り、指針の追従マグネットと操作マグネットが干渉して指示にズレが生じることがあります。

注意■ 耐圧防爆仕様（AM7□□□/T□/□E）の場合は、指示計のカバーを開放すると防爆機能は失われます。
調整の必要がある場合は安全地域への移動もしくは磁気感知素子を利用して行って下さい。
■ ＴＩＩＳ耐圧防爆仕様品では付属（オプション）の耐圧パッキン
ケーブルグランド（島田電機製 SXC-22BY）を必ず使用して下さい。
■ ケーブルの仕上がり外径φ１5、公称断面積 0.14～1.5mm2 のＣＶＶ、ＣＥＶ、ＣＥＥ（制御用ケーブル）等が最適です。

■ 操作メニューの自動ロック機能
誤作動を防ぐため、本流量計は操作メニューの自動ロック機能を設けてあります。
以下のいずれかの場合により、自動ロック機能が働きます。
１． 流量計に電源を入れた時
２． 「設定」中に「ＥＸＩＴ」を押した場合
３． 約５分間、キー操作がない場合

4IM-F960-J09

４． 操作メニュー
項目間の切替えは、図中にある操作キーの機能マークである三角形矢印の方向に従います。
同一階層の最後の項目になった場合、「ＤＯＷＮ KEY ▽」を押すと、同一階層の最初の項目に戻ります。
積算値表示 1
(下 6 桁表

設 定(LCD 表示：SET)

基本設定(LCD 表示：BASIC)

流量積算値のﾘｾｯﾄ(LCD 表示：RS TOT)
電流発信のﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ設定(LCD 表示：DAMP)

積算値表示 2(上 2 桁表

電流出力値表示

電流発信のﾛｰｶｯﾄ設定(LCD 表示：LFC FU)

ﾛｰｶｯﾄ有効/無効設定(LCD 表示：LFC EN)

異常時の出力電流値設定(LCD 表示：AL CUR)

ﾛｰｶｯﾄの有効値設定(LCD 表示：LFC LO)
ﾛｰｶｯﾄの無効値設定(LCD 表示：LFC UP)

積算値設定(LCD 表示：TOTAL)

積算機能の動作設定(LCD 表示：TOT OP)
ﾊﾟﾙｽ幅の設定(LCD 表示：PL WDT)
ﾊﾟﾙｽ/積算単位の換算率設定(LCD 表示：PL RAT)
積算乗数の設定(LCD 表示：SCALE)
異常時の瞬時流量値設定(LCD 表示：SF VAL)
異常時の積算動作設定(LCD 表示：SF MOD)

出力 1 の設定(LCD 表示：DOUT1)

瞬時流量警報値の設定(LCD 表示：AL FLO)
流量積算警報値の設定(LCD 表示：AL TOT)
瞬時流量警報値のﾋｽﾃﾘｼｽ設定(LCD 表示：AL HYS)
警報タイプの設定(LCD 表示：AL TYP)
警報接点タイプの設定(LCD 表示：CONTAC)
出力機能の設定(LCD 表示：FUNCT)

5IM-F960-J09

出力 2 の設定

瞬時流量警報値の設定(LCD 表示：DOUT2)(LCD 表示：AL FLO)
流量積算警報値の設定(LCD 表示：AL TOT)
瞬時流量警報値のﾋｽﾃﾘｼｽ設定(LCD 表示：AL HYS)
警報タイプの設定(LCD 表示：AL TYP)
警報接点タイプの設定(LCD 表示：CONTAC)出力機能の設定(LCD 表示：FUNCT)

4-20mA 調整

調整の有効/無効設定(LCD 表示：SE CAL)(LCD 表示：CAL EN)
ゼロ点調整設定(LCD 表示：ZE CAL)
スパン調整設定(LCD 表示：SP CAL)

HART 調整

ﾃﾞﾊﾞｲｽのｱﾄﾞﾚｽ設定(LCD 表示：HART)(LCD 表示：ADDRES)

設定終了(LCD 表示：EXIT)
ﾃｽﾄﾒﾆｭｰ

電流出力ﾃｽﾄ(LCD 表示：TEST)(LCD 表示：mA OUT)

4mA の電流出力 (LCD 表示：4 mA)
20mA の電流出力 (LCD 表示：20 mA)
任意の電流出力 (LCD 表示：ANY mA)

DO1 のﾃｽﾄ(LCD 表示：DOUT1)

DO1 のｵｰﾌﾟﾝﾃｽﾄ (LCD 表示：D01 OP)
DO1 のｸﾛｰｽﾞﾃｽﾄ (LCD 表示：D01 CL)

DO2 のﾃｽﾄ(LCD 表示：DOUT2)

DO2 のｵｰﾌﾟﾝﾃｽﾄ (LCD 表示：D02 OP)
DO2 のｸﾛｰｽﾞﾃｽﾄ (LCD 表示：D02 CL)

流量計のｴﾗｰﾁｪｯｸ(LCD 表示：ER MSG)

ｾﾝｻｰのｴﾗｰﾁｪｯｸ (LCD 表示：ERR 01)
EEPROM & ADC の HW ｴﾗｰﾁｪｯｸ (LCD 表示：ERR
ﾙｰﾌﾟ電流出力のｴﾗｰﾁｪｯｸ (LCD 表示：ERR 03)
EEPROM 初期化ﾁｪｯｸ (LCD 表示：ERR 04)
ｾﾝｻｰの感度校正のｴﾗｰﾁｪｯｸ (LCD 表示：ERR
ｾﾝｻｰの温度補正のｴﾗｰﾁｪｯｸ (LCD 表示：ERR
流量校正のｴﾗｰﾁｪｯｸ (LCD 表示：ERR 07)

6IM-F960-J09

５． 操作手順
５．１ ＯＰモード
通常の測定モードで、ＬＣＤ表示部の流量計動作状態表示部に 「ＯＰ」マークが点灯します。
操作ボタン

表示項目

ＬＣＤ表示

機能・選択項目

備 考

積算値表示 1数 値

8 桁 積算値表示の下 6 桁

表示例 ： 000000，999999

積算値表示 2数 値

8 桁 積算値表示の上 2 桁

表示部に「H」マークが点灯表示例 ： H 00，H 99

電流出力値数 値

電流出力値の表示表示部に「mA」マークが点灯▽▽▽
積算値表示 1 へ戻る

５．２ ＳＥＴモード
流量計の設定パラメータの調整モードで、ＬＣＤ表示部の流量計動作状態表示部に 「ＳＥＴ」マークが点灯します。

５．２．１ 基本設定モード
操作ボタン

表示項目

ＬＣＤ表示

機能・選択項目

備 考

設 定

SET

設定データのメニュー

―

基本設定

BASIC

基本データの設定

表示部に「SET」マークが点灯

流量積算値のリセット

RS TOT

表示部に「YES」と表示され、リセットを選択可能―

積算値表示 1▽
電流発信のダンピング（時定数）設定

DAMP

0.5～20 秒の範囲で右欄より選択可能

ダンピングの選択値
0.0s, 0.5s, 1.0s, 1.5s, 2.0s, 2.5s,3.0s, 4.0s, 5.0s, 6.0s, 7.0s, 8.0s,9.0s, 10.0s, 11.0s, 12.0s, 13.0s,14.0s,15.0s, 16.0s, 17.0s, 18.0s, 19.0s, 20.0s

電流発信のローカット設定

LFC FU

ローカット設定―

次の 3 種類から選択可能① HIGH ： 22.8mA 以上② LOW ： 3.75mA 以下③ HOLD ： 異常発生前の出力値に固定

―

▽

▽

次表に続く

▽
異常時の出力電流値設定

AL CUR▽
流量積算値のリセットへ戻る

7IM-F960-J09

操作
ボタン

表示項目

ＬＣＤ表示

機能・選択項目備 考

電流発信のローカット設定

LFC FU

ローカットの有効/無効設定

LFC EN次の 2 種類から選択可能① YES ： ローカット機能の有効② NO ： ローカット機能の無効―

ローカットの有効値設定

LFC LO

数値入力が可能設定可能範囲は、0～20%設定値より小さい場合、電流出力値が4mA に固定されます。
入力単位は％表示

数値入力が可能設定可能範囲は、1～21%設定値より大きい場合、電流出力値が流量値に相当する発信がされます。
入力単位は％表示(注意)前項の設定値(LFC LO)以上の値で設定して下さい。

▽▽
ローカットの無効値設定

LFC UP▽
ﾛｰｶｯﾄの有効/無効設定へ戻る

５．２．２ 積算値設定モード
操作
ボタン

表示項目

ＬＣＤ表示

機能・選択項目

備 考

設 定

SET

設定データのメニュー

―

基本設定

BASIC

基本データの設定

表示部に「SET」マークが点灯

積算値設定

TOTAL

積算値に関連した設定―

積算機能の動作設定

TOT OP

積算機能動作の選択可能① ON ： 積算機能の有効② OFF ： 積算機能の無効―

パルス幅の設定

PL WDT次の 5 種類から選択可能
30ms, 50ms, 100ms, 200ms, 500ms―

パルス/積算単位の換算率設定

PL RAT

数値入力が可能
入力可能範囲は、0.00001～999999

積算単位あたりのパルス出力数積算乗数の設定

SCALE

数値入力が可能
入力可能範囲は、0.00001～999999

表示値 = 実積算値 / 積算乗数

異常時の瞬時流量値設定

SF VAL

数値入力が可能
入力可能範囲は、0～120％

積算値表示 1▽▽▽▽▽
入力単位は％表示▽
異常時の積算動作設定

SF MOD

異常時の積算動作設定の選択可能
詳細は右欄を参照① STOP ： 積算を一時停止。
② LAST G ： 異常発生前の瞬時流量値で積算を行ないます。
③ SAFE V ： 前項の設定値(SF VAL)で積算を行います。

▽
積算機能の動作設定へ戻る

8

IM-F960-J09

５．２．３ 出力設定モード
操作
ボタン

表示項目

ＬＣＤ表示

機能・選択項目備 考

設 定SET

設定データのメニュー―

基本設定BASIC

基本データの設定

表示部に「SET」マークが点灯積算値設定

TOTAL

積算値に関連した設定―

出力１の設定DOUT1

出力１の設定―流量警報値の設定

AL FLO

数値入力が可能
入力可能範囲は、0～120％

表示部に「OU1」マークが点灯
入力単位は％表示

積算警報値の設定

AL TOT

数値入力が可能
入力可能範囲は、0～999999×積算乗数

入力単位は、積算乗数 × 積算流量単位

流量警報値のヒステリシス設定

AL HYS

数値入力が可能
入力可能範囲は、0～50① 上限警報の場合
・警報 ON ： 流量警報値以上
・警報 OFF ：（流量警報値 － ヒステリシス）以下② 下限警報の場合
・警報 ON ： 流量警報値以下
・警報 OFF ：（流量警報値 ＋ ヒステリシス）以上

入力単位は％表示

警報タイプの設定

AL TYP

瞬時流量警報の動作設定の選択可能① HI AL ： 上限警報
② LO AL ： 下限警報―

警報接点タイプの設定

CONTAC

警報接点タイプの選択可能① NO ： NORMAL OPEN
② NC ： NORMAL CLOSE―FUNCT

出力機能の選択可能① OFF： 出力機能なし② FLO AL ： 流量警報
③ TOT AL ： 積算警報
④ TOT PL ： パルス出力―

積算値表示 1▽▽



▽▽

▽

▽

▽

出力機能の設定▽
流量警報値の設定へ戻る（注記）
出力１の設定メニューの次に出力２（DOUT2）の設定メニューとなりますが、出力２も出力１と操作は同様のため省略致します。
（但し、ＤＯ２の出力機能の設定でパルス出力を選択出来ません。パルス出力を使用する場合はＤＯ１で設定して下さい）

9

IM-F960-J09

５．２．４ 電流出力調整モード
操作ボタン

表示項目

ＬＣＤ表示

機能・選択項目備 考

設 定SET

設定データのメニュー

―

基本設定

BASIC

基本データの設定

表示部に「SET」マークが点灯

積算値設定

TOTAL

積算値に関連した設定―

出力１の設定DOUT1

出力１の設定―出力２の設定

DOUT2

出力２の設定―電流出力調整SE CAL

4-20mA の調整設定―調整動作の設定

CAL EN

出力調整動作の選択可能① YES ： 出力調整の有効② NO ： 出力調整の無効―

ZE CAL「LEFT」を押すと、表示が点滅します。
フロートを下げて指針を 0 点位置に保持し、「RIGHT」を押すと、ZERO と表示し、位置の検出を行います。
検出が完了すると、電流出力調整モードへ自動的に戻り、調整完了となります。

―

SP CAL「LEFT」を押すと、表示が点滅します。
フロートを上げて指針を 100 点位置に保持し、「RIGHT」を押すと、SPAN と表示し、位置の検出を行います。
検出が完了すると、電流出力調整モードへ自動的に戻り、調整完了となります。

―積算値表示 1▽▽▽▽▽

ゼロ点調整設定▽スパン調整設定▽調整動作の設定へ戻る

10IM-F960-J09

５．２．５ ＨＡＲＴ通信調整モード
操作ボタン

表示項目

ＬＣＤ表示

機能・選択項目

備 考設 定SET

設定データのメニュー

―

基本設定

BASIC

基本データの設定

表示部に「SET」マークが点灯

積算値設定

TOTAL

積算値に関連した設定―

出力１の設定DOUT1

出力１の設定―出力２の設定DOUT2

出力２の設定―電流出力調整SE CAL

4-20mA の調整設定―

HART 調整

HART

HART 通信に関連した設定―

積算値表示 1


▽

▽

▽

▽

▽


デバイスのアドレス設定

ADDRES

数値入力が可能
入力可能範囲は、0～63（注意）
マスター側が HART5.0 の場合は入力可能範囲は、0～15 となります。

マルチドロップ方式を使用する場合はアドレス設定を０以外にして下さい。
但し、アナログ信号は無効となり、およそ４ｍＡに固定されます。

HART 調整へ戻る

11IM-F960-J09

５．３ ＴＥＳＴモード
流量計のテストモードで、ＬＣＤ表示部の流量計動作状態表示部に 「ＴＥＳＴ」マークが点灯します。

５．３．１ 電流出力テスト
操作
ボタン

表示項目

ＬＣＤ表示

機能・選択項目

備 考

設 定

SET

設定データのメニュー―

テストメニュー

TEST

流量計のテストメニュー―

電流出力テストmA OUT

電流出力テストメニュー

表示部に「TEST」マークが点灯

4mA の電流出力

4 mA

強制的に 4mA が出力し、4.0000 と mA マークが表示されます。

―

20mA の電流出力

20 mA

強制的に 20mA が出力し、20.0000 と mA マークが表示されます。

―

ANY mA

現状の電流値が出力し、その値 と mA マークが表示されます。
さらに「RIGHT」を押すと、数値入力が可能になり、校正が可能。
入力可能範囲は 3.65～23.6mA

―

ＬＣＤ表示

機能・選択項目

備 考設 定SET

設定データのメニュー―

テストメニュー

TEST

流量計のテストメニュー―

電流出力テストmA OUT

電流出力テストメニュー

表示部に「TEST」マークが点灯

ＤＯ１のテスト

DOUT1

出力１のテストメニュー―

ＤＯ１のオープンテスト

DO1 OP

出力１を強制的にＯＰＥＮさせます。

「RIGHT」を押すと、表示部に「OU1」マークが点灯

ＤＯ１のクローズテスト

DO1 CL

出力１を強制的にＣＬＯＳＥさせます。

「RIGHT」を押すと、表示部に「OU1」マークが点灯

積算値表示 1


▽

▽

▽

任意の電流出力▽4mA の電流出力へ戻る

５．３．２ ＤＯ１のテスト
操作
ボタン

表示項目
積算値表示 1

▽



▽



▽

▽
ＤＯ１のオープンテストへ戻る（注記）
出力１のテストメニューの次に出力２のテストメニューとなりますが、出力２も出力１と操作は同様のため省略致します。

12

IM-F960-J09

５．３．３ 流量計のエラーチェック
操作
ボタン

表示項目

ＬＣＤ表示

機能・選択項目備 考

設 定SET

設定データのメニュー―

テストメニュー

TEST

流量計のテストメニュー―

電流出力テストmA OUT

電流出力テストメニュー

表示部に「TEST」マークが点灯

ＤＯ１のテスト

DOUT1

出力１のテストメニュー―

ＤＯ２のテスト

DOUT2

出力２のテストメニュー―

流量計のｴﾗｰﾁｪｯｸ

ER MSG

流量計のｴﾗｰ情報をﾁｪｯｸするメニュー―

ｾﾝｻｰのｴﾗｰﾁｪｯｸ

ERR 01

表示部に流量計の現状況を「ERR」
もしくは 「NONE」で表示されます。

： 製品の不具合があります。
弊社営業担当、営業所までご連絡下さい。
NONE ： 問題ありません。

EEPROM & ADCの HW ｴﾗｰﾁｪｯｸ

ERR 02

表示部に流量計の現状況を「ERR」
もしくは 「NONE」で表示されます。

上記 同様

ﾙｰﾌﾟ電流出力のｴﾗｰﾁｪｯｸ

ERR 03

表示部に流量計の現状況を「ERR」
もしくは 「NONE」で表示されます。

上記 同様

EEPROM 初期化
ﾁｪｯｸ

ERR 04

表示部に流量計の現状況を「ERR」
もしくは 「NONE」で表示されます。

上記 同様

ｾﾝｻｰの感度校正のｴﾗｰﾁｪｯｸ

ERR 05

表示部に流量計の現状況を「ERR」
もしくは 「NONE」で表示されます。

上記 同様

ｾﾝｻｰの温度補正のｴﾗｰﾁｪｯｸ

ERR 06

表示部に流量計の現状況を「ERR」
もしくは 「NONE」で表示されます。

上記 同様

流量校正のｴﾗｰﾁｪｯｸ

ERR 07

表示部に流量計の現状況を「ERR」
もしくは 「NONE」で表示されます。

上記 同様

積算値表示 1▽▽

▽

▽


ERR▽▽

▽

▽

▽

▽

▽
ｾﾝｻｰのｴﾗｰﾁｪｯｸへ戻る

13

IM-F960-J09

５．４ 入力操作
各パラメータの変更は以下の通りになります。

５．４．１ 数値入力
パラメータの変更を直接数値で入力する場合は、以下の手順で行って下さい。
① 各項目の設定画面に切替えると、数値が表示されます。
② 「RIGHT KEY 」で桁数の送りを行うと、変更可能な設定値が点滅し、「ＤＯＷＮ KEY ▽」で数値の変更を行う事が出来ます。
（小数点位置の変更は「RIGHT KEY 」で最小桁まで移行した後に小数点が点滅し、「ＤＯＷＮ KEY ▽」で小数点位置の移動を行う事が出来ます。）③ 上記の KEY 操作は押す度に増加を繰り返し、最終的には数値なら最大から最小値へ、桁数なら最小から最上位桁へ戻ります。
④ 任意の数値を設定後、「LEFT KEY 」を押すと数値すべてが点滅します。
ここで「RIGHT KEY 」を押すと設定値が変更（記憶）されます。また、「LEFT KEY 」を押すと設定前の数値に戻ります。
⑤ 設定変更後、「LEFT KEY 」を押すと設定完了です。
（入力操作例 ： パルス／積算単位の換算率設定の場合）（例題）パルス/積算単位の換算率を 1.0 から 11.0 に変更を行う。
① パルス/積算単位の換算率設定（LCD 表示：PL RAT / 図 1.参照）で「RIGHT KEY 」を押すと設定入力画面に切替ります。（図 2.参照）

図1② 設定入力画面の点滅表示の数値が変更可能です。
（図 2.参照）

図2③ 「RIGHT KEY 」を押すと、点滅位置が右側に移行します。
例題は小数点第１位の数値を変更したい為、「RIGHT KEY 」を 1 回押して点滅している桁を小数点第１位に合わせます。（図 3.参照）
図3④ 任意の桁で「ＤＯＷＮ KEY ▽」を押すと数値が増加し、設定変更が可能です。

図4

例題は数値を「0」から「1」に変更したい為、「ＤＯＷＮ KEY ▽」を 1 回押して、表示を「1」にします。（図 4.参照）⑤ 「RIGHT KEY 」を押すと、点滅位置が右側に移行します。（図 5.参照）

図5⑥ さらに「RIGHT KEY 」を押すと、点滅位置が小数点に移行します。
（図 6.参照）

図6⑦ 「ＤＯＷＮ KEY ▽」を押すと小数点の位置が右に移行します。
例題は数値を「1.1」から「11.0」に変更したい為、「ＤＯＷＮ KEY ▽」を 1 回押して、表示を「11.0」にします。（図 7.参照）
図714IM-F960-J09

⑧ 任意の数値を設定後、「LEFT KEY 」を押すと数値すべてが点滅します。
（図 8.参照）

図8⑨ 「RIGHT KEY 」を押すと設定値が変更（記憶）されて表示項目に戻ります。
（図 9.参照）

図9５．４．２ 選択入力
パラメータの変更を選択により入力する場合は、以下の通りとなります。
① 各項目の設定画面に切替えると、選択可能なパラメータが表示されます。
② 「ＤＯＷＮ KEY ▽」を押すごとに選択可能な設定値が表示され、最終的には元の設定値に戻ります。
③ 任意の設定値を選択後、「LEFT KEY 」を押すと選択した設定値が点滅します。
ここで「RIGHT KEY 」を押すと設定値が変更（記憶）されます。また、「LEFT KEY 」を押すと設定前の設定値に戻ります。
④ 設定変更後、「LEFT KEY 」を押すと設定完了です。
（入力操作例 ： 電流発信のダンピング設定の場合）（例題）電流発信のダンピング設定を 0.0s から 0.5s に変更を行う。
① 電流発信のダンピング設定（LCD 表示：DAMP / 図 1.参照）で「RIGHT KEY 」を押すと設定入力画面に切替ります。（図 2.参照）

図1② 設定入力画面では現在の設定値を表示するだけで点滅等はしません。
（図 2.参照）（注意） 例題の末尾表示は秒数を表す『sec』の『s』を表します。
図2③ 「ＤＯＷＮ KEY ▽」を押すと選択可能な設定値が表示されます。
例題は設定値を「0.0s」から「0.5s」に変更したい為、「ＤＯＷＮ KEY ▽」を 1 回押して、表示を「0.5s」にします。（図 3.参照）
図3④ 任意の数値を設定後、「LEFT KEY 」を押すと設定した数値すべてが点滅します。（図 4.参照）

図4⑤ 「RIGHT KEY 」を押すと設定値が変更（記憶）されて表示項目画面に戻ります。（図 5.参照）

図515IM-F960-J09

５．４．３ 出力調整
出力調整は、以下の通りとなります。
（入力操作例 ： 20mA 出力値を再調整する場合）（例題）電流発信の 20mA 出力値の再調整を行う。
① 電流発信の出力調整（LCD 表示：SE CAL / 図 1.参照）で「RIGHT KEY 」を押すと設定入力画面に切替ります。（図 2.参照）

図1② 設定入力画面で、「RIGHT KEY 」を押すと、調整作業の可否画面に切替ります。

図2③ 調整作業の可否画面で、YES は変更可能、NO は変更不可となります。
（図 3.参照）

図3④ 「LEFT KEY 」を押すと表示が点滅し、「RIGHT KEY 」を押すと調整可能となり、自動的に表示項目画面（図 1）へ戻ります。
（図 4.参照）

図4⑤ 「ＤＯＷＮ KEY ▽」を２回押して、20mA 出力調整（スパン）の画面に移行します。（図 5.参照）

図5⑥ 「LEFT KEY 」を押すと、表示が点滅し、調整準備が完了となります。
（図 6.参照）

図6⑦ フロートを動かし、指示計の指針を 100%流量値に保持した後「RIGHT KEY 」を押すと、画面が SPAN となり、位置検出が開始されます。（図 7.参照）
図7（注） 検出中、フロートや指針がふらつくと誤差の原因となりますのでご注意ください。
⑧ 位置検出が完了すると、自動的に出力調整画面に戻り設定値が変更（記憶）されます。（図 8.参照）

図8

16IM-F960-J09

６． 標準設定データ
特にご指示のない場合、工場出荷時の設定は、下表に示す通りです。
設定項目

基本設定

積算値設定

出力１の設定出力２の設定HART の設定

設定項目

ＬＣＤ表示

設定値

ダンピング設定

DAMP

1 sec

ローカット有効/無効設定

LFC EN有効

ローカットの有効値設定

LFC LO

7.0 %ローカットの無効値設定

LFC UP

8.0 %積算機能の動作設定

TOT OP

有効パルス幅の設定

PL WDT

30 ms

パルス/積算単位の換算率設定

PL RAT

1.0

積算乗数の設定

SCALE

1.0

異常時の瞬時流量値設定

SF VAL

0.0 %異常時の積算動作設定

SF MOD

積算を一時停止

瞬時流量警報値の設定

AL FLO110 %

流量積算警報値の設定

AL TOT

999999.0

瞬時流量警報値のヒステリシス設定

AL HYS

1.0

警報タイプの設定

AL TYP

上限

警報接点タイプの設定

CONTAC

NO

出力機能の設定

FUNCT

OFF

瞬時流量警報値の設定

AL FLO110 %

流量積算警報値の設定

AL TOT

999999.0

瞬時流量警報値のヒステリシス設定

AL HYS

1.0

警報タイプの設定

AL TYP

上限

警報接点タイプの設定

CONTAC

NO

出力機能の設定

FUNCT

OFF

デバイスのアドレス設定

ADDRES017

備 考

ご指示のある場合は納入仕様書の設定値を参照下さい

IM-F960-J09

■ サービスネット
製品の不具合などの際は弊社営業担当か、弊社営業所までご連絡ください。
営業所については弊社ホームページをご覧ください。

■ 製品保証弊社ホームページをご覧ください。

All right Reserved Copyright © 2023 TOKYO KEISO CO., LTD.
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

https://www.tokyokeiso.co.jp