コンパクトマルチレンジ直流電源

CM シリーズ
取扱説明書

株式会社 ＮＦ千代田エレクトロニクス

株式会社

ＮＦ千代田エレクトロニクス
DA00045493-004(TX001CM3)

コンパクトマルチレンジ直流電源

CM シリーズ
取扱説明書
第4版◆本製品をご使用の前に必ず本取扱説明書をよくお読み下さい。
またお読みに頂いた後は大切に保管し，必要なときにご活用下さい。

制
改

定
訂

２０１４年 １月３０日
２０２２年 ９月２１日

このマニュアルは，製品の機能とパネル操作について詳細に説明したものです。
必要に応じて，下記のマニュアルも参照してください。
○クイックスタートガイド:製品を使用するにあたっての基本的な情報のみが記載されています。

○プログラムマニュアル: 製品を GPIB 等の通信インタフェースを介して使用する際の方法とコマンドを説明しています。
このマニュアルは，著作権によって保護された知的財産情報を含んでいます。
それらの著作権はすべて当社が保有しています。文書による当社の事前承諾なしに，このマニュアルの一部または全部を，複写，転載，あるいは他言語へ翻訳することはできません。
このマニュアルにおける情報が正確なのは CD 収録時点においてです。当社は製品の改良を継続して行っており，製品の仕様，装備および保守手順をいつでも予告なしで変更する権利を保有しています。このマニュアルはファームウェ
アバージョンが 1.71 以降の製品について記載されています。

CM シリーズ 取扱説明書

目次

安全上の注意 .....................................................................................1
安全記号 ..................................................................................................... 1
安全上のガイドライン ............................................................................... 2

概要....................................................................................................5
製品の概要 .......................................................................................... 6
シリーズラインナップ ............................................................................... 6
特徴 ............................................................................................................ 8オプション一覧 .......................................................................................... 9
ラックマウントキットについて (オプション) ......................................... 11
梱包内容 ................................................................................................... 12

各部の名称と機能 ............................................................................. 13
フロントパネル ........................................................................................ 13
リアパネル ............................................................................................... 16

動作と機能 ........................................................................................ 20
動作範囲 ................................................................................................... 20
CC モード，CV モード ............................................................................ 23
スルーレート ............................................................................................ 25
ブリーダ回路 ............................................................................................ 26
内部抵抗模擬機能..................................................................................... 28
保護機能 ................................................................................................... 29
リモートセンシング機能 .......................................................................... 30

使用上の注意 .................................................................................... 33
使用上の注意 ............................................................................................ 33
接地について ............................................................................................ 36

基本操作 ..........................................................................................37
セットアップ .................................................................................... 38
AC ライン入力の接続 ............................................................................... 38
エアフィルタの取り付け .......................................................................... 41
負荷ケーブルについて ............................................................................. 42
負荷への接続 ............................................................................................ 43

基本的な操作 .................................................................................... 53
電源の投入と停止..................................................................................... 53
電圧・電流つまみの使い方 ...................................................................... 54
初期設定(工場出荷時設定)にリセットする .............................................. 55
ファームウェアバージョンなどのシステム情報を確認する .................... 56

基本設定 ........................................................................................... 58
過電圧保護(OVP)・過電流保護(OCP)の設定 ........................................... 58i

CM シリーズ 取扱説明書
定電圧(CV)モードの設定 .......................................................................... 60
定電流(CC)モードの設定 ......................................................................... 63
表示形式の選択 ........................................................................................ 66
パネルロック ............................................................................................ 67

並列運転と直列運転 ......................................................................... 68
並列運転の概要 ........................................................................................ 68
並列運転の接続 ........................................................................................ 71
並列運転の操作 ........................................................................................ 74
直列運転の概要 ........................................................................................ 76
直列運転の接続 ........................................................................................ 78
直列運転の操作 ........................................................................................ 80

各種設定 ..........................................................................................83
設定項目一覧 ............................................................................................ 84
ノーマル機能設定..................................................................................... 88
USB/GPIB 設定 ........................................................................................ 92
LAN(Ethernet)設定 ................................................................................... 92
システム設定 ............................................................................................ 94
電源投入時設定 ........................................................................................ 95
各種設定を行う (電源投入時設定以外) .................................................... 97
電源投入時設定を行う ............................................................................. 98

外部制御･モニタ信号 ......................................................................99
外部制御 ......................................................................................... 100
CONTROL I/O コネクタ ......................................................................... 100
外部電圧による出力電圧設定 ................................................................. 102
外部電圧による出力電流設定 ................................................................. 104
外部抵抗による出力電圧設定 ................................................................. 106
外部抵抗による出力電流設定 ................................................................. 108
外部接点による出力 ON/OFF 制御......................................................... 110
外部接点によるシャットダウン制御 ...................................................... 112

モニタ信号 ...................................................................................... 114
出力電圧・出力電流のモニタ信号.......................................................... 114
動作モード・アラームのモニタ信号 ...................................................... 116

リモート制御 ................................................................................. 119
USB インタフェースの設定 ................................................................... 120
GPIB インタフェースの設定 .................................................................. 121
Ethernet インタフェースの設定 ............................................................. 122
ソケットサーバの設定 ........................................................................... 123

保守................................................................................................129ii

CM シリーズ 取扱説明書

エアフィルタの清掃と交換 ............................................................ 129

よくある質問と回答 ......................................................................131
表示形式とメッセージ ..................................................................133
表示形式 ......................................................................................... 133
メッセージ ...................................................................................... 133

初期設定 ........................................................................................134
初期設定一覧(工場出荷時設定) ...................................................... 134

仕様................................................................................................137
出力モード ............................................................................................. 139
各電圧モデルの出力範囲 ........................................................................ 139
出力定格 ................................................................................................. 140
設定確度 ................................................................................................. 140
計測確度 ................................................................................................. 141
設定分解能 / 計測分解能 ....................................................................... 142
リモート制御時設定分解能 / 計測分解能 .............................................. 142
表示確度 ................................................................................................. 143
負荷変動 ................................................................................................. 143
入力電圧変動 .......................................................................................... 144
出力電圧過渡応答................................................................................... 144
スルーレート .......................................................................................... 144
出力応答時間 .......................................................................................... 145
出力抵抗模擬機能................................................................................... 145
温度係数 ................................................................................................. 146
出力リプルノイズ................................................................................... 146
電源入力 ................................................................................................. 147
直列/並列運転 ......................................................................................... 148
出力遅延機能 .......................................................................................... 148
保護機能 ................................................................................................. 148
リモートセンシング機能 ........................................................................ 149
アナログ制御 .......................................................................................... 149
外部制御入出力(CONTROL I/O) ............................................................. 150
外部インタフェース ............................................................................... 150
耐電圧・絶縁抵抗................................................................................... 151
安全および EMC 適合 ............................................................................ 151
動作環境 ................................................................................................. 151
外形，質量および端子台 ........................................................................ 152
オプション ............................................................................................. 153
外形寸法図 ............................................................................................. 154
iii

安全上の注意

安全上の注意
本章では，操作および保管の際に守らなければならない，重要な安全上の注意を説明します。使用者の安全を確保し，本製品をできるだけ最良の状態に保つため，操作および保管の前には必ず次の内容をお読みください。

安全記号
本製品や本書には，次の安全記号が使用されています。
警告

警告: 使用者の生命や身体に危険が及ぶおそれがある状態
または行為を示します。

注意

注意: 本製品またはその他の機器，設備に損傷を与えるおそれのある状態または行為を示します。
危険: 高電圧
注意: 取扱説明書を参照してください。
保護導体端子シャシ（筐体）端子
電子機器を地方自治体の回収する非分別ごみとして廃棄しないでください。分別回収施設を利用するか，本製品を購入されたときの販売業者までお問い合わせください。

1

CM シリーズ 取扱説明書

安全上のガイドライン
全般的なガイドライン注意 本製品の上に重量物を載せないでください。
 本製品の損傷につながるため，強い衝撃を与えたり，乱暴に取り扱ったりしないでください。
 本製品に静電気を放電しないでください。
 端子には適合するコネクタのみを使用してください。裸線は使用しないでください。
 冷却ファンの通気口を塞がないでください。
 認定を受けたサービス担当者以外の方は，本製品を分解しないでください。

電源
警告

本製品に適合している電源電圧，周波数で使用してください。
 電源入力電圧:100 Vrms～240 Vrms ±10%
 周波数: 50 Hz ± 2 Hz，60 Hz ± 2 Hz
感電防止のために電源コードの保護接地導体をアース(グラウンド)に接続してください。
 付属の電源コードは本製品専用です。本製品以外の機器に使用しないでください。

使用中の異常に関 製品を使用中に，製品より発煙や発火などの異常が発生ししてた場合には，ただちに使用を中止し電源スイッチを切り，
電源コードをコンセントから抜くか，配電盤から外してく警告
ださい。
本製品の清掃 清掃の前に電源コードを抜いてください。
 中性洗剤と水を混ぜた薄い溶液で湿らせた柔らかい布を使用してください。いかなる液体も噴霧しないでください。
 ベンゼン，トルエン，キシレン，アセトンなどの強い成分を含む化学薬品を使用しないでください。

2

安全上の注意動作環境 高度 2000 m 以下の屋内で使用してください。
 ファンによる強制空冷を行っています。吸気口･排気口がある正面と背面，および側面は壁面から 50 cm 以上離して空気の流通を確保してください。
 積み上げたり，前後（他の装置の排熱を吸い込んでしまう配置）に並べたりしないでください。
 温度および湿度範囲は，次の条件に合う場所に設置してください。
温度: 0°C～＋50°C

相対湿度: 20%RH～85%RH

 次のような場所には設置しないでください。
 可燃性ガスのある場所→爆発の危険があります。絶対に設置・使用しないでください。
 屋外や直射日光の当たる場所，火気や熱の発生源の近く→この製品の性能を満足しない，または故障の原因になります。
 腐食性ガスや水気のある場所，湿度の高い場所→この製品の腐食・故障の原因になります。
 電磁界発生源や高電圧機器，動力線の近く→誤動作の原因になります。
 振動の多い場所→誤動作や故障の原因になります。
 ほこりの多い場所→特に導電性のほこりの場合，機器の故障の原因にな
ります。
性能保証

温度: ＋20°C～＋30°C

相対湿度: 20%RH～85%RH

保管環境

温度: －25°C～＋70°C

相対湿度: 90%RH 以下

廃棄

本製品を地方自治体の回収する非分別ごみとして廃棄しな
いでください。分別回収施設を利用するか，本製品を購入されたときの販売業者までお問い合わせください。環境への負荷を軽減するために，電気製品の廃棄物は，必ず適切にリサイクルされるようにしてください。

3

CM シリーズ 取扱説明書

4

概要

概要
本章では，コンパクトマルチレンジ直流電源 CM シリーズの主な特徴や正面／背面パネルについて説明します。概要とともに本製品の動作や機能，使用上の注意をお読みいただき，安全に関する留意事項を理解されてからお使いください。

製品の概要 .......................................................................................... 6
シリーズラインナップ ............................................................................... 6
特徴 ............................................................................................................ 8オプション一覧 .......................................................................................... 9
ラックマウントキットについて (オプション) ......................................... 11
梱包内容 ................................................................................................... 12

各部の名称と機能 ............................................................................. 13
フロントパネル ........................................................................................ 13
リアパネル ............................................................................................... 16

動作と機能 ........................................................................................ 20
動作範囲 ................................................................................................... 20
CC モード，CV モード ............................................................................ 23
スルーレート ............................................................................................ 25
ブリーダ回路 ............................................................................................ 26
内部抵抗模擬機能..................................................................................... 28
保護機能 ................................................................................................... 29
リモートセンシング機能 .......................................................................... 30

使用上の注意 .................................................................................... 33
使用上の注意 ............................................................................................ 33
接地について ............................................................................................ 36
5

CM シリーズ 取扱説明書

製品の概要
シリーズラインナップ
CM シリーズは，最大出力 1080 W のスイッチング方式単出力コンパクトマルチ
レンジ直流電源です。同一モデルを使用して，直列接続で電圧 2 倍(ただし 250 V/ 800 V モデルを除く)，または並列接続で電流 3 倍の直流電源として使用することができます。各種インタフェースを装備(一部はオプション対応)していますので，外部からのアナログ信号制御や通信による制御が可能です。

CM シリーズには出力電圧によって 30 V / 80 V / 160 V / 250 V / 800 V の 5 種類の電圧モデルがあり，さらに電力容量によって Type I(360 W) / Type II(720 W) /Type III(1080 W)の 3 種類の筐体タイプに分けられます。

CM シリーズの出力電圧と出力電流範囲は以下のとおりです。

型名

タイプ

電圧範囲

電流範囲

0 V~30 V

0 A~36 A

0 V ~80 V

0 A~13.5 A

0 V ~160 V

0 A~7.2 A

CM250-4R5

0 V ~250 V

0 A~4.5 A

CM800-1R44

0 V ~800 V

0 A~1.44 A

CM30-72

0 V~30 V

0 A~72 A

CM80-27

0 V ~80 V

0 A~27 A

CM30-36
CM80-13R5
CM160-7R2

CM160-14R4

Type I

0 V ~160 V

0 A~14.4 A

CM250-9

0 V ~250 V

0 A~9 A

CM800-2R88

0 V ~800 V

0 A~2.88 A

CM30-108

0 V~30 V

0 A~108 A

CM80-40R5

0 V ~80 V

0 A~40.5 A

CM160-21R6

Type II

0 V ~160 V

0 A~21.6 A

CM250-13R5

0 V ~250 V

0 A~13.5 A

CM800-4R32

0 V ~800 V

0 A~4.32 A

6Type III

電力容量

360 W

720 W

1080 W

概要

電圧モデル

型名

30 V モデル

CM30-36 / CM30-72 / CM30-108

80 V モデル

CM80-13R5 / CM80-27 / CM80-40R5

160 V モデル

CM160-7R2 / CM160-14R4 / CM160-21R6

250 V モデル

CM250-4R5 / CM250-9 / CM250-13R5

800 V モデル

CM800-1R44 / CM800-2R88 / CM800-4R32

筐体タイプ
Type I

Type II

Type III7

CM シリーズ 取扱説明書

特徴
特徴

 多様な用途に応える各種インタフェース
コンピュータやシーケンサなどからのリモート制御に使用する LAN，USB，GPIB(オプション)に加え，コンピュータを使わないときでも外部の TTL 信号や接点信号により出力 ON/OFF，電源のシャットダウンができます。機器の状態を示すステータス出力もあり，多様な用途に対応することができます。
 力率改善回路搭載
力率改善回路により力率 0.97 以上，効率 77％以上を実現しています。
 可変スルーレート
スルーレートを任意の値に設定することができます。また，立ち上がり，立ち下がりをそれぞれ設定することが可能です。
 ワールドワイド対応電源入力
100 V～240 V の電源入力に対応しています。
 ブリーダ回路の制御
本器内部の出力端子に並列に接続されているブリーダ回路を制御することができます。ブリーダ制御によって電源オフや負荷を外した際にコンデンサに残る電荷を放電させることが可能です。
 リモートセンシング
負荷までの配線による電圧降下を補償します。
 直列・並列運転
出力容量を増やすために直列に 2 台(ただし 250 V / 800 V
モデルを除く)，並列に 3 台同一モデルを接続して運転することが可能です。
 保護機能過電圧保護，過電流保護，過熱保護，電源入力電圧低下
保護，出力電力リミット。

8

概要

オプション一覧
部品番号

オプション名説明

10YTPA0011864

GPIB アダプタ

GPIB を USB に変換するアダプタです。GPIB でこの製品をコントロールすることができます。

10YTPA0012068

フロント拡張端子

フロントに出力端子を拡張することができます。本体側面に磁石で固定します。バナナ端子にて 30 A
まで使用できます。

10YTP0000006Z

フロント拡張端子(高電圧用)

250 V / 800 V モデル用のフロント拡張端子です。10 A まで使用できます。

10YTPA0012072

ラックマウントキット(JIS)

本製品を JIS 規格対応のラックにマウントするためのキットです。

10YTPA0012073

ラックマウントキット(EIA)

本製品を EIA 規格対応のラックにマウントするためのキットです。

10YTPA0012074

USB ケーブル

USB ケーブルです。この製品に接続する側がアングルタイプ(L 型)になっていますので，出力端子カバーに干渉することなく使用できます。

10YTPA0012075

エアフィルタ(小，全モデル共通)

1 枚入りの交換用エアフィルタ
で，操作パネルの下側吸気口用です。

10YTPA0012076

エアフィルタ(大，Type II / III 用)

1 枚入りの交換用エアフィルタ
で，TypeⅡ / Ⅲの吸気口用です。
TypeⅢの場合は 2 枚必要です。

9CM シリーズ 取扱説明書

10YTPA0012254

2 台直列運転ケーブル

本製品 2 台を直列運転することができます。

10YTP0000007Z

2 台並列運転ケーブル

本製品 2 台を並列運転することができます。

10YTP0000008Z

3 台並列運転ケーブル

本製品 3 台を並列運転することができます。

※全てのオプションは，本体のご注文時またはご購入後に購入することが可能
です。

10

概要

ラックマウントキットについて (オプション)
概要

本製品は，オプションとしてラックマウントキットがあります（型名[JIS]: 10YTPA0012072, [EIA]: 10YTPA0012073）。
Type I モデル 6 台，Type II モデル 3 台，Type III モデル 2 台，
Type I / II / III モデル 1 台ずつの組み合わせのいずれかを組み込むことができます。

例11

CM シリーズ 取扱説明書

梱包内容
本製品の使用を開始する前に，内容を確認してください。
開梱

内容

本体 ···································································· 1 台
付属品：
クイックスタートガイド ······································ 1 冊
CM シリーズ付属 CD ··········································· 1 枚
内容：LabVIEW ドライバ，USB ドライバ
取扱説明書，プログラムマニュアル
電源コード（約 2.8 m） ········································ 1 本
USB ケーブル ····················································· 1 本
電源入力カバー（TypeIII のみ）····························· 1 式
出力端子カバーまたは出力コネクタカバー ·············· 1 式
フロントパネル用エアフィルタ（小） ···················· 1 個
テストリード（赤×1, 黒×1，約 1.2 m） ··············· 1 式（30 V / 80 V / 160 V モデルのみ）
出力端子用ボルト/ねじ（M8 ボルト，M4 ねじ）······· 1 式（30 V / 80 V / 160 V モデルのみ）
出力コネクタ ····················································· 1 式（250 V / 800 V モデルのみ）

警告

12

付属の電源コードは本製品専用です。本製品以外の機器に使用しないでください。

概要

各部の名称と機能
フロントパネルType II (720 W)

表示部

カバー
パネル

電源
スイッチ

電圧
つまみ
電流
つまみ
出力
キー

各機能
キー
USB A
ポート

Type III (1080 W)

Type I (360 W)

13

CM シリーズ 取扱説明書

各機能キー

機能キーは，そのキーが有効のとき点灯します。
Function

本製品の機能設定などを行います。
OVP/OCP

過電圧･過電流の保護値を設定します。
Set

出力電圧･出力電流を設定します。
(消灯時は表示が計測値になります。)

Test

表示部

14

将来の機能拡張用に予約されているキーです。使用しません。

Lock/Local

設定を誤って変更しないようにパネルのキーをロック，またはその解除をします。
リモート制御状態で押すと，ローカル（パネル操作）制御状態になります。

PWR DSPL

表示を V/A→V/W に切り替えます。点灯
した状態で電流つまみを押すと W/A 表
示になります。W/A 表示を V/W 表示に戻すには電圧つまみを押します。

VSR

電圧スルーレートが有効です。

CV

定電圧モードです。

RMT

リモート制御中です。

ALM

アラームが発生しています。

DLY

出力遅延機能が有効です。

CC

定電流モードです。

ISR

電流スルーレートが有効です。

20

40

60

80

100

%W

出力電力レベルのバー表示です。
現在の出力電力を最大定格に対するパーセントで表示します。

概要

電圧つまみ

Voltage

出力電圧や過電圧検出レベルの設定に使用します。回すとカーソルのある桁の数値が増減します。押すとカーソルが桁を移動します。表示部において他の桁より明るい桁がカーソル位置を示します。
また，各種機能設定のときに電圧つまみを押すことでパラメタを確定します。

電流つまみ

Current

出力

OutputUSB A ポート

出力電流や過電流検出レベルの設定に使用します。回すとカーソルのある桁の数値が増減します。押すとカーソルが桁を移動します。表示部において他の桁より明るい桁がカーソル位置を示します。
出力を ON/OFF します。出力が ON のと
き Output キーが点灯します。

USB A ポートは使用できません。
（メン
テナンス用途のみ）

電源スイッチ
電源を ON/OFF します。

15

CM シリーズ 取扱説明書

リアパネル
30 V / 80 V / 160 V モデル
Type II (720 W)
コントロールI/O
コネクタ

センス端子
（＋）

USB B
ポート

出力端子
（＋）

センス端子
（－）

出力端子
（－）

シャシ端子

ファン

Ethernet
ポート

AC入力

Type III (1080 W)

Type I (360 W)
AC 入力

250 V / 800 V モデル
Type II (720 W)
16

シャシ端子

概要

Sense+
センス端子(＋)
terminal

Analog control
コントロール
I/O
コネクタ
connector

USB
B
USB B
port
ポート

出力端子
Output(＋)
terminals+V

Senseセンス端子(－)
terminal
V

SN.C. SV

SER.NO. LABEL

Chassisシャシ端子
groundOutput
出力端子
terminals
-V
(－)
Fan
ファン
LAN
Ethernet
ポートLAN

AC 100 240V
47 63Hz 1000VA MAX.

Type III (1080 W)

AC Input
AC
入力

Type I (360 W)
AC Input
入力
V

SN.C. SLANV

V

SER.NO. LABEL

N

SN.C. SV

AC 100 240V
47 63Hz 500VA MAX.

L
AC 100 240V
47 63Hz 1500VA MAX.

LAN

シャシ端子

17

CM シリーズ 取扱説明書

CONTROL I/O コネ
クタスタンダード MIL 規格 26 ピンコネクタです。
（XG4C-2634：オムロン製）
CONTROL I/O コネクタは出力電流・電圧や本製品のステータス（OVP，OCP，OHP 等）のモニタ，外部信号による出力電流・電圧の設定に用います。
適合コネクタは，オムロン製 XG5 シリーズです。出荷時は CONTROL I/O コネクタ保護カバーを装着しています。

CONTROL I/O コネ
クタ保護カバー

感電を防止するため，外部制御入出力機能を使用しないときは，CONTROL I/O コネクタ保護カバーを装着してください。

出力端子

負極(－)／正極(＋)出力端子(30 V / 80 V / 160 V
モデル)
シャシ端子
センス端子(－)／(＋)
出力端子(250 V / 800 V モデル)

250 V / 800 V のモデルは 9 ピンのコネクタになっています。
(MC420-38109Z プラグ

DECA Switch Lab 製)

負極(－)／正極(＋)出力端子(それぞれ 3 端子あります。)
シャシ端子
センス端子(－)／(＋)
USB B ポート
USB B ポートはリモート制御に使用します。
ファン

18

内部の熱を排気します。

概要
Ethernet ポート

LAN

Ethernet ポートはリモート制御に使用します。

AC 入力(Type I / Type II)

AC 入力(Type III)TypeI /TypeII
 電源入力電圧:100 V ～240 V
 周波数: 50 Hz / 60 Hz

N

L

TypeIII
 電源入力電圧:100 V ～240 V
 周波数: 50 Hz / 60 Hz

19

CM シリーズ 取扱説明書

動作と機能
ここでは，基本的な動作モードや各種の機能について説明します。

動作範囲
説明

本製品は高電圧･高電流が出力可能な直流安定化電源です。
定格電力容量で制限される広い動作範囲の中で，定電圧(CV)モードまたは定電流(CC)モードで動作します。
各モデルの動作範囲は，定格電力容量，定格出力電圧，定格出力電流によって決まります。例えば，CM30-36(360 W)の動作範囲は下図のようになります。

DC30-36動作範囲
CM30-36動作範囲

本製品は，出力電力(出力電流×出力電圧)が定格電力容量より小さい時に，一般的な定電圧，定電流の電源として機能します。
負荷によって，出力電力(出力電圧×出力電流)が定格出力電力を越えるようなときは，出力が定格出力電力にて制限さ
れます。

20

概要

各出力電圧モデルの出力範囲を次に示します。
30 V モデル出力範囲
12

24

36

72

108

35
30
Type I
Type II
Type III

25
20
15
10

10

30
25
20
15
10
5
0
Po…

Volt…

Voltage (V)

30

5
0
0

20

60

40

Current (A)80 V モデル出力範囲
4.5

9.0

27

13.5

120

100

80

100
20
40
60
80
0
Cur…

40.5
80
Type I
Type II
Type III

60
40

26.6

30
25
20
15
10
5
0
Po…

20
0
0

5

10

15

20

Volt…

Voltage (V)

90
80

25

Current (A)

30

35

40

100
20
40
60
80
0
Cur…

45

21

CM シリーズ 取扱説明書
160 V モデル出力範囲
14.4

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

21.6
160
Type I
Type II
Type III
50

30
25
20
15
10
5
0
Po…

0

5

10

Volt…

Voltage (V)2.25 4.5 6.75 7.2

Current (A)250 V モデル出力範囲
1.44 2.88 4.32 4.5

20

15

100
20
40
60
80
0
Cur…

9

25

13.5
250
Type I
Type II
Type III

200
150
100

0
0

6

3

Current (A)800 V モデル出力範囲

12

9

100
20
40
60
80
0
Cur…

2.88

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

15

4.32
800
Type I
Type II
Type III
250

30
25
20
15
10
5
0
Po…

0

1

2

Volt…

Voltage (V)0.45 0.9 1.35 1.44

Current (A)

22

80

30
25
20
15
10
5
0
Po…

50

Volt…

Voltage (V)

250

3

4

100
20
40
60
80
0
Cur…

5

概要

CC モード，CV モード
説明

本製品が定電流(CC)モードで動作しているときは，一定の電流が負荷に供給されます。定電流を保持するために出力電圧は変化します。負荷抵抗が増大して出力電圧が高くな
り電圧設定値に達すると，定電圧(CV)モードへ移行して電圧設定値でリミットされた電圧を出力します。
同様に，本製品が定電圧(CV)モードで動作しているときは，一定の電圧が負荷に供給され，電流は負荷によって変化します。負荷抵抗が低くなって出力電流が大きくなり電流設定値に達すると，定電流(CC)モードへ移行して電流設定値
でリミットされた電流を出力します。
このような動作モードが切り換わるポイントをクロスオー
バポイントと呼びます。
本製品が CC,CV どちらのモードで動作するかを決める条件
は，電流設定値(ISET )，電圧設定値(VSET )，負荷抵抗値(RL)，
臨界抵抗値（RC）に依存します。臨界抵抗値は RC = VSET / ISET
によって決まる値です。
負荷抵抗(RL)が臨界抵抗(RC)よりも大きければ(RL＞RC)，本
製品は定電圧(CV)モードで動作します。すなわち，出力電圧は電圧設定値(VSET)と等しくなりますが，出力電流は電流
設定値(ISET)よりも小さくなります。負荷抵抗を小さくしていき，出力電流が電流設定値(ISET)に達すると，本製品は定電流(CC)モードへ移行します。
逆に，負荷抵抗が臨界抵抗よりも小さければ(RL＜RC)，本製
品は定電流(CC)モードで動作します。すなわち，出力電流は電流設定値(ISET)と等しくなりますが，出力電圧は電圧設
定値(VSET)よりも小さくなります。

23

CM シリーズ 取扱説明書
出力電圧
電圧
設定値

RL= RCCV

クロスオーバー
ポイント

RL ＞ RCCCRL ＜ RC
出力
電流設定値 電流24

概要スルーレート説明

本製品は，定電圧(CV)モードおよび定電流(CC)モードのス
ルーレートを設定できます。この機能によって，電圧の印
加スピードまたは電流の通電スピードを制限することができます。
例えば，コンデンサやバッテリのような容量性の負荷に電圧を印加しようとすると，設定値による電流が急激に流れますが，電流スルーレートを設定しておくと，徐々に電流を増やしながら設定した電流にすることができます。
スルーレートは，高速優先とスルーレート優先を選択することができます。高速優先モードでは，各動作モードのス
ルーレート設定が無効になり，最速で立ち上がり(立ち下がり)ます。スルーレート優先モードでは，上昇と下降のスピードを独立して設定できます。

高速優先

メモ

スルーレート優先

外部電圧や外部抵抗によって電圧および電流を設定する場
合は，スルーレート設定は無効になり，常に高速優先にな
ります。

25

CM シリーズ 取扱説明書

ブリーダ回路説明

本製品の出力部には，出力端子と並列にブリーダ回路があ
ります。

ブリーダ
回路

CM
DC

負荷

ブリーダ回路は，出力 OFF または電源スイッチ OFF したときに，本製品の出力部のコンデンサの電荷を放電して安全な電圧にするためのものです。
また，ブリーダ回路は一定の負荷を取ることで，負荷変動に対して出力を安定させる働きがあります。
ノーマル機能設定 F-09 にて，ブリーダ回路の設定を ON，
OFF または AUTO から選択できます。
ON 設定時は出力の ON/OFF に関わらず常にブリーダ回路
は ON 動作，OFF 設定時は常にブリーダ回路は OFF 動作，
AUTO 設定時は出力 ON 時にブリーダ回路は ON 動作，出力 OFF または電源スイッチを OFF にしたときにブリーダ回路は OFF 動作となります。
動作をまとめると下表のようになります。
F-09 設定

ブリーダ回路動作

本体
動作状態

0 = OFF

1 = ON

2 = AUTO

出力 ON 時

OFF

ON

ON

出力 OFF 時

OFF

ON

OFF

電源スイッチ OFF 時

OFF

ON

OFF

ブリーダ回路設定を ON にした場合，出力を OFF または電源スイッチを OFF したときにコンデンサを放電して，出力端子を安全な電圧にします。
ブリーダ回路設定を OFF または AUTO にした場合，出力をOFF または電源スイッチを OFF にしても，コンデンサが充電されたままになりますので出力端子には電圧が長い時間残り，感電する危険があります。

26

概要

警告

ブリーダ回路設定を OFF または AUTO にした場合，出力をOFF または電源スイッチを OFF にしても，出力端子の電圧はすぐに放電されずに長い時間残っています。感電する危険がありますので，出力端子，センス端子または負荷入力端子に触れる可能性があるときは，必ずブリーダ回路設定
を ON にしてください。
出力端子，センス端子または負荷入力端子に触れるときは，
必ずテスタなどで電圧を確認してから作業してください。

注意

ブリーダ回路設定は初期設定で ON です。バッテリを充電するような用途では，ブリーダ回路設定を OFF にしてください。
ブリーダ回路設定を ON にして使用しますと，本製品の出力を OFF にしても，ブリーダ回路によってバッテリが放電されます。また，この状態が続くと本体に損傷を与える可能性があります。

27

CM シリーズ 取扱説明書

内部抵抗模擬機能
説明

本製品には内部抵抗模擬機能があります。設定する内部抵
抗値は，設定範囲内であれば任意の値にでき，ソフトウェ
ア(本製品のファームウェア)により模擬されます。
模擬された内部抵抗値は，出力端子の正極(＋)へ直列に抵抗が挿入されたものとみなすことができます。鉛蓄電池などの内部抵抗を有する電源を模擬するときなどに使用しま
す。

内部抵抗
設定範囲

注意

28

モデル名

内部抵抗設定範囲

CM30-360.000 Ω～0.833 Ω

CM30-72

0.000 Ω～0.417 ΩCM30-1080.000 Ω～0.278 Ω

CM80-13R5

0.000 Ω～5.926 Ω

CM80-270.000 Ω～2.963 Ω

CM80-40R5

0.000 Ω～1.975 Ω

CM160-7R2

0.000 Ω～22.22 Ω

CM160-14R4

0.000 Ω～11.11 Ω

CM160-21R6

0.000 Ω～7.407 Ω

CM250-4R5

0.00 Ω～55.55 Ω

CM250-90.00 Ω～27.77 Ω

CM250-13R5

0.00 Ω～18.51 Ω

CM800-1R44

0.0 Ω～555.5 Ω

CM800-2R88

0.0 Ω～277.8 Ω

CM800-4R32

0.0 Ω～185.1 Ω

内部抵抗模擬機能は，定電圧(CV)モードの時に有効です。
定電流(CC)モードでは使用できませんので，本製品が必ず定電圧の状態になるようにしてお使いください。定電流モードでは発振することがあります。

概要

保護機能
本製品には，過電圧保護(OVP)，過電流保護(OCP)，過熱保護(OHP) ，電源入力
電圧低下保護，出力電力リミットの保護機能があります。いずれか 1 つでも保護が働くと，表示部に ALM アイコンを表示します。
電源スイッチトリップ機能は，これらの保護が働いたときに電源スイッチを
OFF にすることができますので，この機能を使って負荷を保護することが可能です。
また，過電圧保護，過電流保護が働いたときにはアラーム信号を CONTROL I/O
コネクタへ出力しますので，外部からエラーを検出することが可能です。
OVP（過電圧保護）

過電圧保護値を設定することにより，予期せぬ高い電圧を出力して負荷を損傷してしまうのを抑止します。

OCP（過電流保護）

過電流保護値を設定することにより，予期せぬ大きな電流が流れて負荷を損傷してしまうのを抑止します。

OHP（過熱保護）

本製品内部の温度が過度に上昇したときに本製品を保護し
ます。

電源入力
電圧低下保護

電源入力の電圧が低下したときに出力を OFF します。

出力電力リミット 定格出力電力の約 105%で出力電力を制限します。
アラーム信号
出力

アラーム信号は，リアパネルにある CONTROL I/O コネクタから出力されます。
アラーム信号出力は，フォトカプラにより本製品から絶縁されたオープンコレクタ出力です。

電源スイッチトリップ

電源スイッチトリップは，保護機能（OVP, OCP, OHP）が働いたとき，またはリアパネルの CONTROL I/O コネクタへ電源スイッチ OFF 信号が入力されたときに本製品の電源スイ
ッチを OFF にします。

29

CM シリーズ 取扱説明書

リモートセンシング機能
概要

警告

リモートセンシングは，負荷ケーブルの抵抗分による電圧降下を補償する機能です。センス端子と負荷端子をセンシ
ングケーブルで接続して負荷端の電圧を検出し，負荷ケー
ブルにおける電圧降下を補償します。
センシングケーブルを接続するときは，必ず出力を OFF にしてください。出力 ON 状態でのセンシングケーブルの接続，および取り外しは絶対に行わないでください。感電したり，本製品を損傷したりすることがあります。
配線前に本製品の出力端子に電圧が残っていないことをテスタなどで確認してください。(ブリーダ回路設定(F-09)を
OFF または AUTO にしていると，本製品の出力部のコンデンサの電荷が放電されません。)
リモートセンシングが補償できる電圧(補償電圧：出力電圧とセンス端子入力電圧の差)は，製品により最大で 0.6 V ま
たは 1.0V です。(製品毎の補償電圧は仕様欄をご覧ください) 負荷ケーブルによる電圧降下が，この補償電圧より小さくなるように負荷ケーブルの線径を選択してください。
補償電圧が過大になりますと本体内部が損傷することがあります。
センシングケーブルは，本製品の絶縁耐圧を超えるものを使用してください。
センス端子は，必ず負荷の入力端子と極性を正しく配線した状態(リモートセンシング)か，またはセンシング接続金具
で出力端子と接続した状態(ローカルセンシング)で使用してください。センス端子に何も接続されない状態で出力をON すると，本製品は正しく出力を制御できなくなり，負荷や本体に損傷を与える可能性があります。

注意

センシングケーブルが外れると，本製品から負荷に安定した電力を供給できなくなります。センシングケーブルは確実に接続してください。
センシングケーブルは，ツイストペアまたは 2 芯シールド線を使用してください。

30

概要
メモ

単独運転時の接続

出荷時は，本製品のセンス端子がセンシング接続金具により出力端子と接続されています。リモートセンシング機能を使用するときは，センシング接続金具を取り外し，セン
ス端子と負荷入力端子を接続してください。
1.

センス(＋)端子を負荷の正極に，センス(－)端子を負極に，それぞれ接続し
ます。
DC
CM

負荷

出力端子

入力端子

43ページ47ページ

センス端子

並列運転時の接続

58ページ2.

本製品を通常通り操作します。詳細は，基本操作の章を参照してください。

1.

センス(＋)端子を負荷の正極に，セン 43ページ
ス(－)端子を負極に，それぞれ接続し47ページ
ます。
スレーブ 1

負荷

出力端子

入力端子

71ページ

センス端子

マスタ

出力端子

センス端子

2.

本製品を並列運転時の操作方法にし 74ページ
たがって操作します。詳細は，並列運転の章を参照してください。

31

CM シリーズ 取扱説明書
直列運転時の接続 1.

(a)スレーブ 1 のセンス(＋)端子を負荷の 43ページ
正極に接続します。
47ページ(b) スレーブ 1 のセンス(－)端子をマスタの出力(＋)端子に接続します。
(c) マスタのセンス(＋)端子をマスタの出力(＋)端子に接続します。
(d) マスタのセンス(－)端子を負荷の負極に接続します。
スレーブ1

負荷
a

出力端子

78ページ

入力端子

センス端子

マスタ

b
d
c

出力端子

センス端子

2.

32

本製品を直列運転時の操作方法にした 80ページがって操作します。詳細は，直列運転の章を参照してください。

概要

使用上の注意ここでは，使用上の注意事項について説明します。

使用上の注意本製品を使用するときは，次のことに注意してください。
突入電流

本製品は電源スイッチを ON したとき，突入電流が流れます。複数台まとめて電源スイッチ ON するような場合は，
特に AC ラインの電流容量が十分にあることを確認した上で使用してください。

パルス状・
ピーク状の
負荷電流

下図に示すようなパルス状またはピーク状の電流が流れる
負荷では，最大電流が電流設定値を超えて流れることがあります。
本製品の電流表示は平均値表示のため，パルス電流が流れるような負荷では電流表示値を超える電流が実際には流れることになります。このような負荷の場合は，電流設定値を大きく設定，または容量の大きなモデルを選択する必要があります。そのような負荷を使用する場合，電流プロー
ブなどで電流波形を確認することをお勧めします。

定電流
設定値
電流測定値
(平均値)

33

CM シリーズ 取扱説明書

逆電流：回生負荷 本製品の出力がトランスやインバータのような回生型の負荷に接続されている場合，本製品へ電流が戻されるように電流が流れますが，本製品は逆電流を吸い込むことができません。逆電流を生じる負荷の場合は，本製品の出力に並列に抵抗を接続して逆電流をバイパスしてください。

DC
CM

抵抗

負荷

逆電流
メモ

バイパス抵抗を挿入した場合は，その分負荷への供給電流が減少します。バイパス抵抗は，電源および負荷の電力に耐えるものを使用してください。

逆電流：蓄積負荷 本製品がバッテリやコンデンサのような蓄積した電荷(電力)を持っている負荷に接続されているときも，逆電流が本製品に流れ込む場合があります。本製品の損傷を防ぐために，逆電流防止用ダイオードを負荷に直列に接続してください。
逆電流防止用
ダイオード
DC
CM

注意

負荷

逆電流防止用ダイオードには，逆方向耐電圧が本製品の定格出力電圧の 2 倍以上，順方向電流容量が本製品の定格出
力電流の 3～10 倍以上のものを使用してください。
逆電流防止用ダイオードは順方向電流が流れているときに発熱しますので，発生する熱に耐える物かヒートシンクに取り付けて冷却してください。
逆電流防止用ダイオードを使用しているときは，リモートセンシングではなく，ローカルセンシングを使用してください。リモートセンシングにしますと本体に損傷を与えることがあります。

34

概要

負荷ケーブルのイ 負荷への配線のインダクタンスと容量により，発振するこンピーダンスとがあります。負荷ケーブルはツイストしてください。
また，必要に応じて負荷端子へ並列にコンデンサ(電解コン
デンサ，またはフィルムコンデンサ，フィルムコンデンサ＋電解コンデンサ)を接続してください。
コンデンサの容量の目安は 0.1 F～数百 F です。また，耐電圧が本製品の定格出力電圧の 120%以上あるものを使用
してください。
電解コンデンサ

S
DC
CM

負荷

S

ツイストペア線
または2芯シールドツイストする。

35

CM シリーズ 取扱説明書

接地について本製品の出力端子はシャシ端子から絶縁されています。下記を参考に負荷，負荷ケーブル，その他の接続機器の絶縁耐量を確認してからご使用ください。
フローティング

出力がフローティング(出力端子を接地しない場合)のとき，負荷と全ての配線の絶縁耐量は，本製品の対シャシ電圧以上が必要になります。対シャシ電圧は 30 V/80 V/160 V モデルの場合は 500 Vdc，250 V/800 V モデルの場合は 1500 Vdc
です。
外部制御
信号
外部電圧
外部抵抗

CM
DC

フローティング

負荷：絶縁耐量が本製品の対シャシ電圧以上必要

警告

負荷と配線は，本製品の対シャシ電圧以上の絶縁耐量を確保してください。絶縁耐量が不足する場合は感電したり，機器が損傷したりすることがあります。
外部電圧制御，外部抵抗制御を使用するときは，その制御
信号は接地しないでフローティングにしてください。接地
すると出力を短絡して事故の原因になります。

出力端接地

出力端子の正極(＋)または負極(－)端子をシャシ端子に接続する場合には，負荷と全ての配線の絶縁耐量は，本製品の最大出力電圧以上が必要になります。
外部制御
信号
外部電圧
外部抵抗

CM
DC

接続

負荷

：絶縁耐量が本製品の最大出力電圧以上必要

注意

36

出力をフローティングで使用する必要がない場合は，安全のために出力端子のどちらかをシャシ端子に接続してくだ
さい。

基本操作

基本操作
セットアップ .................................................................................... 38
AC ライン入力の接続 ............................................................................... 38
エアフィルタの取り付け .......................................................................... 41
負荷ケーブルについて ............................................................................. 42
負荷への接続 ............................................................................................ 43

基本的な操作 .................................................................................... 53
電源の投入と停止..................................................................................... 53
電圧・電流つまみの使い方 ...................................................................... 54
初期設定(工場出荷時設定)にリセットする .............................................. 55
ファームウェアバージョンなどのシステム情報を確認する .................... 56

基本設定 ........................................................................................... 58
過電圧保護(OVP)・過電流保護(OCP)の設定 ........................................... 58
定電圧(CV)モードの設定 .......................................................................... 60
定電流(CC)モードの設定 ......................................................................... 63
表示形式の選択 ........................................................................................ 66
パネルロック ............................................................................................ 67

並列運転と直列運転 ......................................................................... 68
並列運転の概要 ........................................................................................ 68
並列運転の接続 ........................................................................................ 71
並列運転の操作 ........................................................................................ 74
直列運転の概要 ........................................................................................ 76
直列運転の接続 ........................................................................................ 78
直列運転の操作 ........................................................................................ 80

37

CM シリーズ 取扱説明書

セットアップAC ライン入力の接続
概要

警告

本製品は，電源入力電圧 AC 100 V 系および 200 V 系にて使用できるユニバーサル電源になっています。電源コードの取り付けまたは取り外しは以下の手順で行います。
付属の電源コードは本製品専用です。本製品以外の機器に使用しないでください。
電源コードが AC ラインに接続されていないことを確認してください。
以下の作業は専門の技術者のみが行ってください。

Type I / Type II モデル
取り付け

取り外し

38

1.

リアパネルの AC インレッ
トに電源コードを接続します。

2.

電源コードを AC ラインに接続します。

1.

電源スイッチを OFF にして，
電源コードを AC ラインから取り外します。

2.

リアパネルの AC インレッ
トの電源コードを取り外し
ます。

基本操作

Type III モデル
電源入力カバーの付属品各部名称

保護シース

電源入力カバー

納入時の電源入力カバー
電源入力カバーの 電源入力カバーから保護シースを装着準備
反時計回しで取り外します。

取り付け

1.

保護シース，電源入力カバ
ーの順に電源コードを通
します。

2.

AC 入力端子台から端子カバーをスライドさせて外し，電源コードを AC 入力
端子へ接続します。
緑コード
保護導体端子 ()

白コード
ニュートラル (N)黒コード
ライブ (L)3.

確実にネジが締められていることを確認してくだ
さい。

2
3

39

CM シリーズ 取扱説明書
4.

電源入力カバーを 2 箇所ね
じ止めして取り付けます。

5.

電源コードの保護シースを時計回しで電源入力カ
バーに取り付けます。

3
4
4
5

取り外し

1.

電源スイッチを OFF にして，電源コードを AC ライ
ンから外します。

2.

電源コードの保護シース
を反時計に回して外します。

3.

電源入力カバーを固定しているねじ 2 箇所を外しま
す。

4.

1

3

2

電源コードを外します。

4

5

40

基本操作

エアフィルタの取り付け
概要
手順

全てのモデル（Type I/II/III）は，使用する前にコントロール
パネルの下にエアフィルタ(小)を取り付けてください。
1.

コントロールパネル下の空いた部分に，エアフィ
ルタ(小)をフィルタの切り欠きが上になるようにして押し込みます。
Type III の例

41

CM シリーズ 取扱説明書

負荷ケーブルについて
概要

本製品の出力電流に対して，必ず十分な電流容量がある負荷
ケーブルを使用してください。
本製品の出力電圧に対して，必ず十分な耐圧を持つ負荷ケーブルを使用してください。
フローティングで使用する場合は絶縁耐量も考慮してください。

推奨される線径
電線ゲージ

メモ

線径（AWG）

最大電流

AWG 20

3.5 A

AWG 185A

AWG 16

7A

AWG 14

10 A

AWG 12

14 A

AWG 10

21 A

AWG 8

30 A

AWG 6

44 A

AWG 4

64 A

AWG 2

92 A

AWG 1

100 A

負荷への配線のインダクタンスと容量により，発振する場合があります。負荷ケーブルは，正極側のケーブルと負極側のケーブルを撚った上でなるべく短く配線してください。

CM

負荷

正極側のケーブルと負極側のケーブルを撚る(ツイストする)

42

基本操作

負荷への接続30 V / 80 V / 160 V モデル

出力端子
概要

警告

30 V / 80 V / 160 V モデルは，出力端子と負荷ケーブルを M4ねじまたは M8 ボルトで接続します。
感電することがありますので，出力端子の配線を行う前に必ず電源が OFF になっていることを確認してください。
また、出力端子に電圧が残っていないことをテスタなどで確認してください。
1.

電源スイッチを OFF にしてください。

2.

出力端子カバーを外します。

3.

必要に応じて，シャシ端子を正極（＋） 36ページ
または，負極(－)端子にねじ止めします。詳細は，接地の章を参照してください。

45ページ

シャシ端子

センシング接続金具

4.

適切な線径の負荷ケーブルを選びます。

5.

端子に合った圧着端子をケーブルに取り付けてください。

42ページ

43CM シリーズ 取扱説明書
リモートセンシングを使う場合は，センス端子の接続金具を外して，センシ
ング線を本製品のセンス端子と負荷へ接続します。

6.

ローカルセンシン センス端子(＋,－)と出力端子(＋,－)をそれぞれ金具(製品にグの接続接続済み)で接続します。
M4 ねじ使用時

M8 ボルト使用時
負極(-)

負極(-)

正極(+)

正極(+)

リモートセンシン センス端子(＋)と負荷端の(＋)端子，およびセンス端子(－)
グの接続と負荷端の(－)端子をそれぞれリモートセンシングケーブ
ルで接続します。(リモートセンシングケーブルには電流が流れませんので，AWG20 程度の線径の線材を使って負荷端へ接続してください。)
M4 ねじ使用時

M8 ボルト使用時
リモートセンシング
負極(-)

リモートセンシング
負極(-)

リモートセンシング
正極(+)

7.

リモートセンシング
正極(+)

負荷ケーブルと出力端子を接続します。
負荷端の正極と出力端子の正極同士，
負荷端の負極と出力端子の負極同士をそれぞれ接続してください。

8.

44

出力端子カバーを再び取り付けます。 45ページ

基本操作

出力端子カバー
30 V / 80 V / 160 V モデル用の出力端子カバーです。
取り付け方

1.

上下の出力端子カバーを固定しているネジを外します。

2.

出力端子の根元にある U 字型の刻み目に下部カバーのツメを合わせます。

3.

上部カバーを下部カバーの上に被せます。

M3 ネジ

1

出力端子カバーTOP
刻み目にツメを合わせる。

23出力端子カバー
BOTTOM

4.

上部カバーをスライドさせながら閉じます。

5.

上部カバーと下部カバーがカチッと一体化します。
最後に手順 1 で外したネジで固定します。
ネジ 締める

5
4

取り外し方

カチッ！

出力端子カバーの取り外しは，上記の手順を逆に行います。

45

CM シリーズ 取扱説明書

フロント拡張端子（オプション）
30 V / 80 V / 160 V モデル用のフロント拡張端子（型名: 10YTPA0012068）です。
本体側面に磁石で固定します。バナナ端子にて 30A まで使用できます。

122

本体リアパネル
出力端子と接続（M8ボルト使用）

33.5

負荷ケーブルを接続しないときは指などが端子に触れないようケーブル孔が内側を向くように
端子カバーを取り付けてください。

112

注意

出力電流 30 A 以下で使用してください。
磁石を使用していますので，磁気の影響を受ける物を近くに置かないでください。

46

基本操作

250 V / 800 V モデル

出力端子
概要

250 V / 800 V モデルは，9 ピンのソケットタイプのコネクタ
を出力端子とセンス端子に使用しています。
対応するプラグは，MC420-38109Z (DECA SwitchLab 製)です。負荷と出力端子を接続する前に使用するケーブルや負荷の耐電圧などを確認してください。

警告

感電することがありますので，出力端子の配線を行う前に必ず電源が OFF になっていることを確認してください。
また，出力端子に電圧が残っていないことをテスタなどで確認してください。
使用するケーブルの線径やソケットの電流容量(1 つの端子あたり最大 8 A)に注意してください。負荷電流によっては複数の端子を使用する必要があります。

出力コネクタに使用するケーブルは，下記の指標に沿ったものを使用してください。
適用するケーブル
線径：AWG26～AWG16
被覆の剥きしろ：7 mm 程度

出力コネクタの
ピン配置

-V
-S

N.C.

+S
+V

-V：出力端子（－） (3 箇所)-S：センス端子（－）
NC：何も接続しないでください+S：センス端子（＋）+V：出力端子（＋） (3 箇所)

47

CM シリーズ 取扱説明書
出力コネクタへの接続方法

Loosen
緩む
Tighten
締
まる
緩む

b

手順

48

a
c

a. マイナスドライバーにてネジ を反時計回りに回して ，端子を緩めます。
b. 被覆を 7 mm 程度剥いたケーブルを挿入します。
c. マイナスドライバーにてネジ を時計回りに回して，端子を締めます。

1.

電源スイッチを OFF にしてください。

2.

出力端子カバーを外します。

3.

出力端子に電圧が残っていないことをテスタなどで確認します。

4.

適切な線径の負荷ケーブルを選びます。

5.

負荷ケーブルの先端の被覆を 7 mm 程
度剥き，出力コネクタに接続します。

6.

リモートセンシングを使う場合は，出力コネクタの出力端子とセンス端子
間のケーブルを外して，センシング線
を出力コネクタのセンス端子と負荷へ接続します。

51ページ42ページ

基本操作
ローカルセンシン
グの接続-V 端子と-S 端子および+V 端子と+S端子をそれぞれ接続します。
(工場出荷時，出力コネクタは下図の状態になっています。)
V

SN.C. SV

負荷端の負極へTo negative

potential-V

リモートセンシン
グの接続

負荷端の正極To
positive
へ
potential+V-S 端子と+S 端子をそれぞれ負荷端の負極，正極へ接続します。

負荷端の負極へTo negative
potential
-V
-S

+S

負 positive
荷端の正極
To
へ
potential+V49

CM シリーズ 取扱説明書
7.

警告

負荷端の正極と出力コネクタの正極同士，負荷端の負極と出力コネクタの負極同士をそれぞれ接続します。

使用するケーブルの線径やソケットの電流容量(1 つの端子あたり最大 8 A)に注意してください。負荷電流によっては複数の端子を使用する必要があります。
8.

必要に応じて，シャシ端子を+V 端子 36ページ
または-V 端子に接続します。詳細は，接地の章を参照してください。
下図は-V を接地した例
V

9.

50

SN.C. S

V

出力端子カバーを再び取り付けます。

基本操作

出力端子カバー
250 V / 800 V モデル用の出力端子カバーです。
取り付け方

1.

2 本の M4 ネジを使用
して底面カバーを背面パネルへ取り付け
ます。

1

2.

3.

底面カバーに上面カバーを載せて背面パネル側へスライドさせると，ロックされて一体化します。

2

上面カバーの中央にあるつまみネジを時計回りに回して底面カバーと固定します。

3

取り外し方

出力端子カバーの取り外しは，上記の手順を逆に行います。

51

CM シリーズ 取扱説明書

フロント拡張端子（高電圧用）（オプション）
250 V / 800 V モデル用のフロント拡張端子（型名: 10YTP0000006Z）です。本体
側面に磁石で固定します。10A まで使用できます。

33.5

122

本体リアパネル
ほ
出力端子と接続(９ピンコネクタ)

112

注意

出力電流 10 A 以下で使用してください。
磁石を使用していますので，磁気の影響を受ける物を近くに置かないでください。

52

基本操作

基本的な操作
ここでは，基本的な操作方法について説明します。

電源の投入と停止
電源投入

1.

電源スイッチ(右側｜)を押します。初めて使用するときは初期設定で起動します。2 度目以降の電源投入では，最後に電源を OFF したときの設定で起動します。
初期設定については，134ページを参照してくださ
い。
V

A

電源停止

注意

2.

電源スイッチ(左側 ○)を押します。電源 OFF 時は，表示部に「AC」と「ALM」アイコンが表示され，アラームが鳴り(ブザーON/OFF 制御設定 F-10 が ON のとき)，ファンが高速回転します。

短い時間で電源スイッチの ON/OFF 切り替えを行わないでください。電源の再投入はファンの回転が確実に止まるま
でお待ちください。
本製品は，電源 ON に約 5 秒，電源 OFF に約 8 秒かかります。

メモ

本製品は，電源 OFF 時にファンを高速回転させることにより内部のコンデンサの電荷を放電しています。電源 OFF 操
作から数秒間は動作が継続していることを知らせるため，
アラームが鳴るようにしています。
アラーム音を鳴らしたくない場合はブザーON/OFF 制御設
定 F-10 を OFF にしてください。ただし，OFF 設定時はつま
み操作音など，全てのブザー音が鳴らなくなりますのでご注意ください。
53

CM シリーズ 取扱説明書

電圧・電流つまみの使い方
概要

本製品は，電圧つまみおよび電流つまみを使用して各種設定
パラメタを変更します。設定最小桁はモデルにより異なり
0.01，0.1，または 1 単位で設定することができます。
本取扱説明書において，パラメタを設定する記述がある場合
は，下記の手順にしたがってください。

例CM80-13R5 モデルを例に，10.05 V を設定します。
1.

2.

0.01 V の桁が明るく表示されるまで
電圧つまみを繰り返し押します。
(つまみを押す毎に桁が移動して，明るく表示される桁の数値が変更できます。)

Voltage

Voltage

電圧つまみを，0.05 V が表示されるまで回転させます。
V

V

→
A

A

3.

1 .00 V の桁が明るく表示されるまで，電圧つまみを繰り返し押します。(明るく表示される桁の数値が変更可能です。)

4.

電圧つまみを，10.05 V が表示されるまで回転させま
す。
V

V

→
A

メモ

電圧または電流を設定しているときは，フロント
パネルの Set キーが点灯します。
電圧つまみ・電流つまみを回しても反応がない場
合は，まず Set キーを押してください。

54

A

Set

基本操作

初期設定(工場出荷時設定)にリセットする概要

手順

本製品を初期設定(工場出荷時設定)にリセットする場合
は，システム設定の F-88 を使用します。初期設定の内容
は134ページを参照してください。
1.

Function キーを押します。Function
キーが点灯してシステム設定状態になります。

2.

表示部の上段に F-01，
下段に F-01 の設定値
(右図の例では「0.00」)が表示されます。

3.

上段の表示が F-88（初期設定）を示すまで電圧つまみを回します。

4.

下段の表示を「1」（初期設定に戻す）になるように電流つまみを回します。

5.

電圧つまみを押して設定を確定します。下段の表示部に約 2 秒間「ConF」が表示されます。

Function

Voltage

Current

Voltage(この操作をしないと設定が確定されません。)
6.

Function キーをもう一度押します。
システム設定を終了して Function
キーが消灯します。

Function55

CM シリーズ 取扱説明書

ファームウェアバージョンなどのシステム情報を確認する
概要

手順

本製品のファームウェアバージョン，作成日，CPLD バージ
ョン，カーネル作成日などを確認するには，F-89 を使用します。
1.

Function キーを押します。Function キーが点灯します。

2.

表示部の上段に F-01，下段に F-01 の設定が表示
されます。

3.

電圧つまみを，F-89（バージョン表示）になるまで回します。

4.

電流つまみを回すと，バージョンや作成日など様々な項目を確認できます。

F-89

56

0-XX:
1-XX:
2-XX:
3-XX:
4-XX:
5-XX:
6-XX:
7-XX:
8-XX:
9-XX:
A-XX:
B-XX:
C-XX:
D-XX:
E-XX:
F-XX:

Function

Voltage

Current

ファームウェア バージョン
ファームウェア バージョン
ファームウェア 作成年
ファームウェア 作成年
ファームウェア 作成月
ファームウェア 作成日
キーボード CPLD バージョン
キーボード CPLD バージョン
外部制御入出力 CPLD バージョン
外部制御入出力 CPLD バージョン
(予約)
(予約)
カーネル 作成年
カーネル 作成年
カーネル 作成月
カーネル 作成日

基本操作
5.

例

Function キーをもう一度押します。シ
ステム設定から抜け，Function キーが消灯します。

ファームウェアバージョン:
作成年月日:

FunctionVer.1.09
2011/08/01

0-01: ファームウェア バージョン
1-09: ファームウェア バージョン
2-20: ファームウェア 作成年
3-11: ファームウェア 作成年
4-08: ファームウェア 作成月
5-01: ファームウェア 作成日
例

キーボード CPLD バージョン: 0x030c
6-03: キーボード CPLD バージョン
7-0c: キーボード CPLD バージョン例

外部制御入出力 CPLD バージョン: 0x0421
8-04: 外部制御入出力 CPLD バージョン
9-21: 外部制御入出力 CPLD バージョン

例

カーネル作成年月日: 2011/05/22
C-20: カーネル 作成年
D-11: カーネル 作成年
E-05: カーネル 作成月
F-22: カーネル 作成日

57

CM シリーズ 取扱説明書

基本設定
ここでは，基本的な設定について説明します。

過電圧保護(OVP)・過電流保護(OCP)の設定
概要

OVP 値は定格出力電圧の 10% ～ 110%（250 V / 800 V モデ
ルは 20 V ～ 定格出力電圧の 110%）の範囲で設定できます。OCP 値は定格出力電流の 10% ～ 110%（CM30-72 /CM30-108 は 5 A ～ 定格出力電流の 110%）の範囲，またはOFF に設定できます。OVP，OCP 値は初期設定では 110%になっています。
過電圧保護，または過電流保護が働くと表示部に ALM アイ
コンを表示し，初期設定では電源スイッチを OFF にします。
V
ALM

A

手順

OVP/OCP キーを押します。OVP/OCP
キーが点灯します。

2.

OVP 値が上段に，OCP 値（または OFF）が下段に表示されます。

OVP値
OCP値

58

OVP/OCP1.

基本操作

OVP 設定値

3.

電圧つまみを回して OVP 値を設定します。
範囲

OCP 設定値

4.

5.

電源スイッチトリップ

定格出力電圧の 10% ～ 110%（250 V / 800 V モデルは
20 V ～ 定格出力電圧の 110%）電流つまみを回して OCP 値を設定します。
範囲

Voltage

Current

定格出力電流の 10% ～ 110%
（CM30-72 / CM30-108 は
5 A ～ 定格出力電流の 110%）または OFFOVP/OCP キーをもう一度押します。
OVP/OCP 設定が完了し，OVP/OCP キーが消灯します。

OVP/OCP

電源スイッチトリップ機能設定 F-95 にて，無 96ページ
効(F-95=1)，または有効(F-95=0)を設定します。
有効に設定すると保護が働いたときに電源ス
イッチが OFF になります。
無効に設定すると保護が働いたときに出力をOFF しますが，電源スイッチは ON のままになります。
F-95 設定は初期設定では有効になっています。
F-95

OVP/OCP のクリア

0 = 有効1 = 無効OVP･OCP 機能によりトリップした場合は， OVP/OCPOVP/OCP キーを約 2 秒間押し続けることによって保護をクリアします。
（電源スイッチトリ
ップが無効(F-95=1)の場合のみ。）（押し続ける）
電源スイッチトリップが有効(F-95=0)のときは，再起動することによりクリアされます。

59

CM シリーズ 取扱説明書

定電圧(CV)モードの設定
概要

本製品を定電圧(CV)モードに設定する場合は，動作モードが切り換わるクロスオーバポイントを決定する電流値も同時に設定してください。クロスオーバポイントは，CV モー
ドから CC モードに切り換わる，またはその逆の動作になる
電圧と電流の設定値です。クロスオーバポイントの詳細は，23ページを参照してください。
電流設定値が 0 A の場合，出力 ON しても電圧が出力されません。
電圧スルーレートは，高速優先(最速)とスルーレート優先(ユーザ設定値)を選択できますので，使用状況に合わせて設定してください。

手順

1.

Function キーを押します。Function キーが点灯します。

2.

表示部の上段に F-01(出力ON 遅延時間)，
下段に F-01の設定が表示されます。

3.

上段の表示が F-03（V-I モードスルー
レート選択）になるまで電圧つまみを
回します。

4.

電流つまみを回して，下段の表示を「0」（CV 高速優先）または「2」(CVスルーレート優先)に設定します。
F-03

60

0 = CV 高速優先
2 = CV スルーレート優先

Function

Voltage

Current基本操作
5.

電圧つまみを押して設定を確定します。下段の表示部に約 2 秒間「ConF」が表示されます。

Voltage(この操作をしないと設定が確定され
ません。)
6.

CV スルーレート優先を選択した場合は，手順 3～5を繰り返して，F-04(上昇電圧スルーレート)の値とF-05(下降電圧スルーレート)の値をそれぞれ設定します。
F-04/F-05

メモ

0.01 V/s～60 V/s (30 V モデル)
0.1 V/s～160 V/s (80 V モデル)
0.1 V/s～320 V/s (160 V モデル)
0.1 V/s～500 V/s (250 V モデル)
1 V/s～1600 V/s (800 V モデル)

7.

Function キーをもう一度押します。シ
ステム設定を終了して Function キー
が消灯します。

Function

8.

電流つまみを回して電流値（クロスオーバポイント）を設定します。

Current9.

電圧つまみを回して出力電圧を設定します。

Voltage

電圧・電流を設定しているときは，フロントパネルの Set キーが点灯します。電圧・電流つまみを回しても反応がない場
合は，まず Set キーを押してください。
10.

Output キーを押します。Output キーが点灯して電圧が出力されます。

Output61

CM シリーズ 取扱説明書

CV

V
20

40

60

80

100

%W

CV表示と出力レベルメータ
が、点灯しますA

メモ

Set キーを押さないで出力 ON 中に変更できるのは電圧値のみです。電流値は Set キーを押したときに変更できます。
スルーレート設定に関するより詳しい内容は，88ページを参照してください。

62

基本操作

定電流(CC)モードの設定
概要

本製品を定電流(CC)モードに設定する場合は，動作モードが切り換わるクロスオーバポイントを決定する電圧値も同時に設定してください。クロスオーバポイントは，CC モー
ドから CV モードに切り換わる，またはその逆の動作になる
電流と電圧の設定値です。クロスオーバポイントの詳細は，23ページを参照してください。
電圧設定値が 0 V の場合，出力 ON しても電流が出力されません。
電流スルーレートは，高速優先(最速)とスルーレート優先(ユーザ設定値)を選択できますので，使用状況に合わせて設定してください。

手順

1.

Function キーを押します。Function キーが Function
点灯します。

2.

表示部の上段に F-01(出力 ON 遅延時間)，下段にF-01 の設定が表示されます。

3.

上段の表示が F-03（V-I モードスルー
レート選択）になるまで電圧つまみを
回します。

4.

電流つまみを回して，下段の表示を「1」（CC 高速優先）または「3」(CC スル
ーレート優先)に設定します。
F-03

Voltage

Current

1 = CC 高速優先
3 = CC スルーレート優先63

CM シリーズ 取扱説明書
5.

電圧つまみを押して設定を確定します。下段の表示部に約 2 秒間「ConF」が表示されます。

Voltage(この操作をしないと設定が確定されません。)
6.

CC スルーレート優先を選択した場合は，手順 3～5を繰り返して，F-04(上昇電流スルーレート)の値とF-05(下降電流スルーレート)の値をそれぞれ設定します。
F-06/F-07 0.01 A/s～72.00 A/s (CM30-36)
0.1 A/s～144.0 A/s (CM30-72)
0.1 A/s～216.0 A/s (CM30-108)0.01 A/s～27.00 A/s (CM80-13R5)
0.01 A/s～54.00 A/s (CM80-27)
0.01 A/s～81.00 A/s (CM80-40R5)
0.01 A/s～14.40 A/s (CM160-7R2)
0.01 A/s～28.80 A/s (CM160-14R4)
0.01 A/s～43.20 A/s (CM160-21R6)
0.001 A/s～9.000 A/s (CM250-4R5)
0.01 A/s～18.00 A/s (CM250-9)0.01 A/s～27.00 A/s (CM250-13R5)
0.001 A/s～2.880 A/s (CM800-1R44)
0.001 A/s～5.760 A/s (CM800-2R88)
0.001 A/s～8.640 A/s (CM800-4R32)

64

7.

Function キーをもう一度押すと，シス
テム設定を終了して Function キーが消灯します。

Function

8.

電圧つまみを回して電圧値（クロスオーバポイント）を設定します。

Voltage

基本操作
9.

メモ

電流つまみを回して出力電流を設定します。

Current

電圧･電流を設定しているときは，フロントパネルの Set キーが点灯します。電圧・電流つまみを回しても反応がない
場合は，まず Set キーを押してください。
10.

Output キーを押すと，Output キーが点灯して，出力 ON 状態になります。

Output

CC表示と出力レベルメータが点灯します。

メモ

Set キーを押さないで出力 ON 中に変更できるのは電流値のみです。電圧値は Set キーを押したときに変更できます。
スルーレート設定に関するより詳しい内容は，88ページを参照してください。

65

CM シリーズ 取扱説明書

表示形式の選択概要
手順

本製品は V/A(電圧と電流)，V/W(電圧と電力)，W/A(電力と電流)の 3 種類の表示形式を選択することができます。
PWR DSPL

1.

PWR DSPL キーを押します。PWR
DSPL キーが点灯します。

2.

V/W(電圧と電力)表示になります。

3.

電流つまみを押すと，表示が W/A(電力と電流)になります。W/A(電力と電流)表示から電圧つまみを押すと， V/W(電圧と電力)表示に戻ります。
W
V

W

Voltage
Current
A W/A(電力と電流)表示でも，電圧つまみを回すことにより設定電圧を変更することができます。
 V/W(電圧と電力)表示でも，電流つまみを回すことにより設定電流を変更することができます。
終了

66

PWR DSPL キーを押すと PWR DSPL キーが消灯して，通常の V/A(電圧と電流)表示とな
ります。

PWR DSPL

基本操作

パネルロック
概要

パネルロック機能は，意図しないパネル設定の変更を防ぐ機能です。パネルロック中は，Lock/Local キーが点灯してLock/Local キーと Output キー以外の全てのキーとつまみが無効になります。
パネルロック中でも， Output キーにより出力を OFF することができます。出力 ON については有効または無効をパネルロック設定(F-19)により選択することができます。初期
設定では，出力 ON 設定は無効です。
本製品が USB/LAN 経由でリモート制御されているときは，自動的にパネルロックされます。

パネルロックを有効にする

Lock/Local キーを押します。Lock/Local キーが点灯してパネルロックの状態になります。

Lock/Local

パネルロックを無効にする

Lock/Local キーを約 3 秒間押し続けます。
Lock/Local キーが消灯してパネルロックが解除されます。

Lock/Local

67

CM シリーズ 取扱説明書

並列運転と直列運転
ここでは，並列運転または直列運転に必要な基本操作について説明します。CM
シリーズを並列運転すると，より多くの電流を流すことができます。また，直列運転すると，より高い電圧を出力することができます。
並列または直列に接続できる機器は並列では 3 台まで，直列では 2 台まで(ただし 250 V / 800 V モデルは直列接続できません)， それぞれ同一機種同士のみを接続できます。
本製品を並列または直列運転で使用する場合，各機器をマスタ･スレーブ構成で使用してください。マスタ･スレーブ構成では，マスタ機が全スレーブ機を制御します。オプションの直列運転ケーブルまたは並列運転ケーブルを使用することにより，容易にマスタ･スレーブを構成することができます。

並列運転の概要説明

本製品は同一機種を 3 台まで並列接続できます。

制約事項

表示
 マスタ機だけが電圧・電流を表示します。
OVP・OCP・OHP
 マスタ機で OVP・OCP 機能が動作すると，マスタ機がスレーブ機をシャットダウンすることができます。
 OVP 値・OCP 値は，マスタ機の OVP 値・OCP 値で決まり，スレーブ機の OVP 値・OCP 値は無視されます。
 OVP・OCP・OHP 機能の動作およびアラームはマスタ機と各スレーブ機で独立して動作します。ただし,ある機器が電源 OFF または出力 OFF すると,他の機器も連動して電源 OFF または出力 OFF します。
モニタ信号
 電圧モニタ(VMON)および電流モニタ(IMON)はマス
タ機の信号のみで使用できます。
 電流モニタ(IMON)信号は，並列接続された機器の全ての合計電流を出力します。

68

基本操作
リモートセンシング機能
 詳細は30ページの”リモートセンシング機能”を参照
してください。
外部電圧･外部抵抗による出力電圧･電流設定
 マスタ機のみへ入力することにより制御が可能です。
 並列接続では，電流のフルスケール(単体の最大出力
電流値×並列接続台数)が外部電圧･外部抵抗の最大値に対応します。
内部抵抗
 2 台並列接続の場合は，設定値の 1/2 の値が実際の内部抵抗値になります。
 3 台並列接続の場合は，設定値の 1/3 の値が実際の内部抵抗値になります。
ブリーダ回路 ブリーダ回路制御の設定は，マスタ機に対してのみ行います。並列接続時には，全てのスレーブ機のブリーダ回路が無効になります。
出力電圧/出力電流 機種名
電流CM30-36単体

2 台並列接続 3 台並列接続

30 V

30 V

30 V

36 A

72 A

108 A

80 V

80 V

80 V

13.5 A

27 A

40.5 A

160 V

160 V

160 V

7.2 A

14.4 A

21.6 A

250 V

250 V

250 V

4.5 A

9A

13.5 A

CM800-1R44 800 V

800 V

800 V

1.44 A

2.88 A

4.32 A

30 V

30 V

30 V

72 A

144 A

216 A

80 V

80 V

80 V

CM80-13R5
CM160-7R2
CM250-4R5

CM30-72
CM80-27

27 A

54 A

81 A

CM160-14R4 160 V

160 V

160 V

14.4 A

28.8 A

43.2 A69

CM シリーズ 取扱説明書
CM250-9

250 V

250 V

250 V

9A

18 A

27 A

CM800-2R88 800 V

800 V

800 V

2.88 A

5.76 A

8.64 A

30 V

30 V

30 V

108 A

216 A

324 A

80 V

80 V

80 V

CM30-108
CM80-40R5

70

40.5 A

81 A

121.5 A

CM160-21R6 160 V

160 V

160 V

21.6 A

43.2 A

64.8 A

CM250-13R5 250 V

250 V

250 V

13.5 A

27 A

40.5 A

CM800-4R32 800 V

800 V

800 V

4.32 A

8.64 A

12.96 A

基本操作

並列運転の接続
マスタ・スレーブ CONTROL I/O コネクタを使用します。コネクタの結線方コネクタ
法によってマスタ機･スレーブ機の動作が決まります。コ
ネクタのピン割りあてについては，100ページを参照してください。
CONTROL I/O
コネクタ接続

本製品を並列運転するには，マスタ機とスレーブ機のCONTROL I/O コネクタを次の図のように接続してください。

注意

ケーブルを自作する場合は，本製品の出力電圧に対して，必ず十分な耐圧を持つケーブルを使用してください。

マスタ機とスレーブ機 1 台の接続:（2 台並列運転ケーブル 10YTP0000007Z（オプション）相当）

16

16

マスタ

スレーブ 1

11
21
20
17
15
13
12
2
16

IMON
OUTPUT ON STATUS
ALM STATUS
STATUS COM
FEEDBACKCURRENT SUM 1
SHUTDOWN

1
24
12
17
15
3
20

CURRENT SHARE

16

A COM

OUT ON/OFF CONTSHUTDOWNSTATUS COM
FEEDBACKCURRENT SUM OUT
ALM STATUS

D COM
A COM

71

CM シリーズ 取扱説明書
マスタ機とスレーブ機 2 台の接続:（3 台並列運転ケーブル 10YTP0000008Z（オプション）相当）

16

マスタ
11
21
20
17
15
14
13
12
2
16

72

16

16

IMON
OUTPUT ON STATUS
ALM STATUS
STATUS COM
FEEDBACK

スレーブ 1
1
24
12
17
15

CURRENT SHARE

1
24
12
17
15
3

CURRENT SHARE

320

CURRENT SUM OUT

16

ALM STATUS

20

ALM STATUS

A COM

16

A COM

OUT ON/OFF CONTSHUTDOWNSTATUS COM
FEEDBACKCURRENT SUM 2
CURRENT SUM 1
SHUTDOWN

スレーブ 2OUT ON/OFF CONTSHUTDOWNSTATUS COM
FEEDBACKCURRENT SUM OUT

D COM
A COM

基本操作

並列運転の接続(3 台並列時の例)

Master
unit

マスタ

+

スレーブ
Slave
11
unit

負荷
Load

-マ ス

タ

スレーブ
Slave
22
unit

手順

注意

1.

本製品の電源を全て OFF にしてください。

2.

出力端子カバーと CONTROL I/O コ 45,51ページ
ネクタ保護カバーを取り外します。

3.

マスタ機とスレーブ機の CONTROL
I/O コネクタを前述のように接続します。

4.

マスタ機とスレーブ機の出力を上図のように接続します。

5.

出力端子カバーを再び装着します。 45,51ページ

並列接続時，出力端子の負極とシャシ端子を接続してください。
出力端子の正極とシャシ端子の接続は，オプションの並列運転ケーブルの耐電圧を超えるため，危険ですので行わないでくださ
い。

メモ

負荷ケーブルは，出力電流に対して十分な 42ページ
電流容量があるものを必ず使用してください。
並列接続を終了して単体にて使用するとき
は，CONTROL I/O コネクタ保護カバーを装着してください。

73

CM シリーズ 取扱説明書

並列運転の操作
マスタ・スレーブ 並列運転で使用する前に，マスタ機･スレーブ機をそれぞれ設定設定する必要があります。
手順

1.

マスタ機･スレーブ機それぞれについて，Function キーを押しながら電源をON します。(表示器に表示が出るまで
Function キーを押し続けてください。)
電源投入時設定モードになります。

2.

電源投入時設定にて，F-93(マスタ･ス 98ページ
レーブ設定）をそれぞれの機器に対して設定します。
マスタ･スレーブ設定
マスタ機の設定 (スレーブ機 1 台)
マスタ機の設定 (スレーブ機 2 台)
スレーブ機の設定

メモ

F-93
1
2
3

3.

設定後に各機器の電源を OFF します。

4.

各機器の電源を ON します。

5.

マスタ機の OVP･OCP を設定します。 58ページ

マスタ機･スレーブ機ともに，Function キーを押して F-93を表示させることにより，設定を確認することができます。
マスタ機のみ OVP･OCP 設定値が過電圧･過電流保護に適用され，スレーブ機の OVP･OCP 値は無視されます。
OVP･OCP･OHP 機能の動作およびアラームはマスタ機と各スレーブ機で独立して動作します。ただし, ある機器が電源
OFF または出力 OFF すると,他のユニットも連動して電源
OFF または出力 OFF します。

マスタ・スレーブ 各機器が正しく設定されている場合のみ，並列運転を行う
操作ことができます。
1.

74

マスタ機とスレーブ機の電源を ON します。スレー
ブ機はブランク表示になります。

基本操作
マスタ機

スレーブ機

2.

スレーブ機はマスタ機からコントロ 58ページ
ールされます。マスタ機の操作方法は単体の場合と同じです。基本操作の章を参照してください。

3.

マスタ機の Output キーを押すと出力されます。

Output注意

並列接続できるのは，同一機種のみ，3 台までです。

メモ

スレーブ機は，Output キーも含めて無効になりパネル操作ができません。ただし，Function キーのみは設定の確認のために操作することができます。

75

CM シリーズ 取扱説明書

直列運転の概要説明

本製品は同一機種を 2 台まで直列接続できます。(ただし，250 V / 800 V モデルは直列接続できません。)

制約事項

表示
 電流はマスタ機のみが表示します。
 電圧はマスタ機とスレーブ機どちらも表示します。
マスタ機とスレーブ機それぞれの電圧値を足したものが出力の合計電圧になります。
OVP･OCP･OHP
 マスタ機で OVP･OCP 機能が動作すると，マスタ機がスレーブ機をシャットダウンすることができます。
 OVP 値･OCP 値は，マスタ機の OVP 値･OCP 値で決まります。スレーブ機の OVP 値･OCP 値は，無視されます。
 OVP･OCP･OHP 機能の動作およびアラームはマスタ機と各スレーブ機で独立して動作します。ただし, ある機器が電源 OFF または出力 OFF すると,他の機器も連動して電源 OFF または出力 OFF します。
モニタ信号
 電圧モニタ(V-MON)，および電流モニタ(I-MON)はマ
スタ機の信号のみで使用することができます。
 電圧モニタ(V-MON)信号は，マスタ機の出力電圧を出力します。
リモートセンシング機能
 詳細は30ページの“リモートセンシング機能”を参照
してください。
外部電圧･外部抵抗による出力電圧･電流設定
 外部電圧･外部抵抗による出力電圧･電流設定は，マスタ機のみへ入力することにより制御が可能です。
 直列接続では，電圧のフルスケール(単体の最大出力
電圧値×直列接続台数)が外部電圧･外部抵抗の最大値に対応します。

76基本操作スルーレート 設定値の 2 倍の値が実際のスルーレートになります。
例えば，設定値が 60.00 V/s のときに実際は 120 V/sのスルーレートになります。
内部抵抗
 設定値の 2 倍の値が実際の内部抵抗値になります。
ブリーダ回路 ブリーダ回路制御の設定は，マスタ機に対してのみ行います。直列接続時には，全てのスレーブ機のブリーダ回路が有効になります。
注意

250 V / 800 V モデルは直列接続できません。

出力電圧/出力電流 機種名
CM30-36単体

2 台直列接続

30 V

60 V

36 A

36 A

80 V

160 V

13.5 A

13.5 A

160 V

320 V

7.2 A

7.2 A

30 V

60 V

72 A

72 A

80 V

160 V

27 A

27 A

CM160-14R4 160 V

320 V

14.4 A

14.4 A

30 V

60 V

108 A

108 A

80 V

160 V

CM80-13R5
CM160-7R2
CM30-72
CM80-27

CM30-108
CM80-40R5

40.5 A

40.5 A

CM160-21R6 160 V

320 V

21.6 A

21.6 A77

CM シリーズ 取扱説明書

直列運転の接続
マスタ・スレーブ CONTROL I/O コネクタを使用します。コネクタの結線方法
コネクタによってマスタ機･スレーブ機の動作が決まります。コネク
タのピン割り当てについては，100ページを参照してください。
CONTROL I/O
コネクタ接続

本製品を直列運転するには，マスタ機とスレーブ機のCONTROL I/O コネクタを次の図のように接続します。

注意

ケーブルを自作する場合は，本製品の出力電圧に対して，必ず十分な耐圧を持つケーブルを使用してください。
マスタ機とスレーブ機 1 台の接続:（2 台直列運転ケーブル 10YTPA0012254（オプション）相当）

マスタ
16
21
20
17
12
2

スレーブ 1
25
24
12
2
20
17

A COM
OUTPUT ON STATUS
ALM STATUS
STATUS COM
SHUTDOWND COM

SER SLV IN
OUT ON/OFF CONTSHUTDOWND COM
ALM STATUS
STATUS COM

直列運転の接続

スレーブ 1

マスタ
-

手順

78

+

Master unit

Load
負荷

Slave unit

1.

本製品の電源を全て OFF にしてください。

2.

出力端子カバーと CONTROL I/O コネ 45,51ページ
クタ保護カバーを取り外します。

基本操作

メモ

3.

マスタ機とスレーブ機の CONTROL
I/O コネクタを前述のように接続します。

4.

マスタ機とスレーブ機の出力を前述のように接続します。

5.

出力端子カバーを装着します。

45,51ページ

負荷ケーブルには，出力電流に対して十分な 42ページ
電流容量があるものを必ず使用してください。
電源の立ち上がり時や片方の電源が遮断した場合などに逆電圧が印加されることを防ぐた
めに，各機器の出力端子間にダイオードを接続してください。各ダイオードは電源の出力電圧以上の耐電圧，出力電流以上の順方向電流定格のもので，電流を瞬時に流せるものを選定してください。

直列接続を終了して単体にて使用するとき
は，CONTROL I/O コネクタ保護カバーを装着してください。
79CM シリーズ 取扱説明書

直列運転の操作
マスタ・スレーブ設定
手順

直列運転で使用する前に，マスタ機･スレーブ機をそれぞれ設定する必要があります。
1.

マスタ機･スレーブ機それぞれについて，Function キーを押しながら電源をON します。(表示器に表示が出るまで
Function キーを押し続けてください。)
電源投入時の設定モードになります。

2.

電源投入時設定にて，F-93(マスタ･ス 98ページ
レーブ設定）をそれぞれの機器に対して設定します。
マスタ･スレーブ設定
マスタ機の設定
スレーブ機の設定

メモ

F-93
0
4

3.

設定後に各機器の電源を OFF します。

4.

各機器の電源を ON します。

5.

マスタ機の OVP･OCP を設定します。 58ページ

マスタ機･スレーブ機ともに，Function キーを押して F-93を表示させることにより，設定を確認することができます。
マスタ機のみ OVP･OCP 設定値が過電圧･過電流保護に適用されます。スレーブ機の OVP･OCP 値は無視されます。
OVP･OCP･OHP 機能の動作およびアラームはマスタ機と各スレーブ機で独立して動作します。ただし, ある機器が電源
OFF または出力 OFF すると,他のユニットも連動して電源
OFF または出力 OFF します。

マスタ・スレーブ
操作

各ユニットが正しく設定されている場合のみ，直列運転を行うことができます。
1.

80

マスタ機とスレーブ機の電源をオンにします。スレ
ーブ機は電圧のみを表示します。

基本操作
マスタ機

注意

スレーブ機

2.

スレーブ機はマスタ機からコントロ 58ページ
ールされます。マスタ機の操作方法
は，単体の場合と同じです。基本操作の章を参照してください。

3.

マスタ機の Output キーを押すと出力されます。

Output直列接続できるのは，同一機種のみで 2 台までです。
250 V / 800 V モデルは直列接続できません。

メモ

スレーブ機のパネル操作は，Output キーも含めて無効になり，操作できません。ただし，Function キーのみ設定の確認のために操作することができます。

81

CM シリーズ 取扱説明書

82

各種設定

各種設定
本製品の設定は，ノーマル機能設定，USB/GPIB 設定，LAN(Ethemet)設定，シ
ステム設定，電源投入時設定，校正設定の大きく 6 種類に分けられます。
電源投入時設定は他の設定と異なり，Function キーを押しながら電源スイッチ
を ON した時に設定できる機能です。これは，重要な設定パラメタが不注意で変更されるのを防ぐためです。
また，バージョン表示など設定が出来ず，表示のみの項目があります。
電源投入時設定は F-90～F-95，その他の設定は F-00～F-61，F-88，F-89 の設定
番号が割り当てられています。

設定項目一覧 ............................................................................................ 84
ノーマル機能設定..................................................................................... 88
USB/GPIB 設定 ........................................................................................ 92
LAN(Ethernet)設定 ................................................................................... 92
システム設定 ............................................................................................ 94
電源投入時設定 ........................................................................................ 95
各種設定を行う (電源投入時設定以外) .................................................... 97
電源投入時設定を行う ............................................................................. 9883

CM シリーズ 取扱説明書

設定項目一覧
システム設定を行う際は，下記の一覧表を参照してください。
ノーマル機能設定
出力 ON 遅延時間
出力 OFF 遅延時間
V-I モード
スルーレート選択

上昇電圧スルーレート

下降電圧スルーレート

上昇電流スルーレート

84

設定番号 設定範囲
F-01
0.00 s~99.99 s
F-02
0.00 s~99.99 s
0 = CV 高速優先
1 = CC 高速優先
F-03
2 = CV スルーレート優先
3 = CC スルーレート優先
0.01 V/s～60.00 V/s (30 V モデル)
0.1 V/s～160.0 V/s (80 V モデル)
F-04
0.1 V/s～320.0 V/s (160 V モデル)
0.1 V/s～500.0 V/s (250 V モデル)
1 V/s～1600 V/s (800 V モデル)
0.01 V/s～60.00 V/s (30 V モデル)
0.1 V/s～160.0 V/s (80 V モデル)
0.1 V/s～320.0 V/s (160 V モデル)
F-05
0.1 V/s～500.0 V/s (250 V モデル)
1 V/s～1600 V/s (800 V モデル)
0.01 A/s～72.00 A/s (CM30-36)
0.1 A/s～144.0 A/s (CM30-72)
0.1 A/s～216.0 A/s (CM30-108)0.01 A/s～27.00 A/s (CM80-13R5)
0.01 A/s～54.00 A/s (CM80-27)
0.01 A/s～81.00 A/s (CM80-40R5)
0.01 A/s～14.40 A/s (CM160-7R2)
0.01 A/s～28.80 A/s (CM160-14R4)
F-06
0.01 A/s～43.20 A/s (CM160-21R6)
0.001 A/s～9.000 A/s (CM250-4R5)
0.01 A/s～18.00 A/s (CM250-9)0.01 A/s～27.00 A/s (CM250-13R5)
0.001 A/s～2.880 A/s (CM800-1R44)
0.001 A/s～5.760 A/s (CM800-2R88)
0.001 A/s～8.640 A/s (CM800-4R32)

各種設定

下降電流スルーレート

F-07

内部抵抗設定F-08

ブリーダ回路制御
ブザーON/OFF 制御
アベレージ設定

F-09
F-10
F-17

パネルロック設定

F-19

USB/GPIB 設定
フロントパネル USB 認識* F-20
リアパネル USB 認識*

F-21

0.01 A/s～72.00 A/s (CM30-36)
0.1 A/s～144.0 A/s (CM30-72)
0.1 A/s～216.0 A/s (CM30-108)0.01 A/s～27.00 A/s (CM80-13R5)
0.01 A/s～54.00 A/s (CM80-27)
0.01 A/s～81.00 A/s (CM80-40R5)
0.01 A/s～14.40 A/s (CM160-7R2)
0.01 A/s～28.80 A/s (CM160-14R4)
0.01 A/s～43.20 A/s (CM160-21R6)
0.001 A/s～9.000 A/s (CM250-4R5)
0.01 A/s～18.00 A/s (CM250-9)0.01 A/s～27.00 A/s (CM250-13R5)
0.001 A/s～2.880 A/s (CM800-1R44)
0.001 A/s～5.760 A/s (CM800-2R88)
0.001 A/s～8.640 A/s (CM800-4R32)
0.000 Ω～0.833 Ω (CM30-36)
0.000 Ω～0.417 Ω (CM30-72)
0.000 Ω～0.278 Ω (CM30-108)0.000 Ω～5.926 Ω (CM80-13R5)
0.000 Ω～2.963 Ω (CM80-27)
0.000 Ω～1.975 Ω (CM80-40R5)
0.000 Ω～22.22 Ω (CM160-7R2)
0.000 Ω～11.11 Ω (CM160-14R4)
0.000 Ω～7.407 Ω (CM160-21R6)
0.00 Ω～55.55 Ω (CM250-4R5)
0.00 Ω～27.77 Ω (CM250-9)0.00 Ω～18.51 Ω (CM250-13R5)
0.0 Ω～555.5 Ω (CM800-1R44)
0.0 Ω～277.8 Ω (CM800-2R88)
0.0 Ω～185.1 Ω (CM800-4R32)
0 = OFF, 1 = ON, 2 = AUTO
0 = OFF, 1 = ON
0 = Low , 1 = Middle, 2 = High
0 = 出力 OFF のみ有効
1 = 出力 ON/OFF が有効
0 = なし, 1 = Mass Storage
0 = なし2 = USB-CDC,
3 = GPIB-USB アダプタ

85

CM シリーズ 取扱説明書

リアパネル USB 設定

F-22

GPIB アドレス
LAN(Ethemet)設定
MAC アドレス-1*
MAC アドレス-2*
MAC アドレス-3*
MAC アドレス-4*
MAC アドレス-5*
MAC アドレス-6*
LAN
DHCP
IP アドレス-1
IP アドレス-2
IP アドレス-3
IP アドレス-4
サブネットマスク-1
サブネットマスク-2
サブネットマスク-3
サブネットマスク-4
ゲートウェイ-1
ゲートウェイ-2
ゲートウェイ-3
ゲートウェイ-4
DNS アドレス -1
DNS アドレス -2
DNS アドレス -3
DNS アドレス -4
ソケット有効Web サーバ有効
Web パスワード有効
Web パスワード
システム設定F-23

0 = 無効1 = GPIB アダプタ,
2 = USB 1.1/2.0 自動認識
3 = USB 1.1 固定
0~30

F-30
F-31
F-32
F-33
F-34
F-35
F-36
F-37
F-39
F-40
F-41
F-42
F-43
F-44
F-45
F-46
F-47
F-48
F-49
F-50
F-51
F-52
F-53
F-54
F-57
F-59
F-60
F-61

0x00～0xFF
0x00～0xFF
0x00～0xFF
0x00～0xFF
0x00～0xFF
0x00～0xFF
0 = 無効, 1 = 有効
0 = 無効, 1 = 有効
0～255
0～255
0～255
0～255
0～255
0～255
0～255
0～255
0～255
0～255
0～255
0～255
0～255
0～255
0～255
0～255
0 = 無効, 1 = 有効
0 = 無効, 1 = 有効
0 = 無効, 1 = 有効0000～9999

初期設定(工場出荷時設定) F-88

86

0 = 無効
1 = 初期設定(工場出荷時設定)にする

各種設定

バージョン表示*F-89

0, 1 = ファームウェア バージョン2, 3 = ファームウェア 作成年
4, 5 = ファームウェア 作成月,日
6, 7 = キーボード CPLD バージョン
8, 9 = 外部制御入出力 CPLD バージョン
A, B = (予約分)
C, D = カーネル 作成年
E, F = カーネル 作成月,日

電源投入時設定**

電圧(CV)設定

F-90

電流(CC)設定

F-91

電源 ON 時の出力設定

F-92

マスタ・スレーブ設定

F-93

出力 ON 論理設定

F-94

電源スイッチトリップ
校正設定
校正

F-95

0 = パネル制御
1 = 外部電圧制御
2 = 外部抵抗制御-1(Ext-R
10 kΩ = Vo-max)
3 = 外部抵抗制御-2(Ext-R 10 kΩ = Vo-min (0 V))
0 = パネル制御
1 = 外部電圧制御
2 = 外部抵抗制御-1(Ext-R
10 kΩ = Io-max)
3 = 外部抵抗制御-2(Ext-R 10 kΩ=Iomin(0 A))
0 = OFF, 1 = ON (電源 ON 時)
0 = マスタ (単体動作または直列時)
1 = マスタ (並列時，スレーブ 1 台)
2 = マスタ (並列時，スレーブ 2 台)
3 = スレーブ (並列時)
4 = スレーブ (直列時)
0 = アクティブハイ
1 = アクティブロー
0 = 有効 , 1 = 無効

F-00

メンテナンス用メモ*印の項目は表示のみ可能です。(設定はできません)**印の項目(電源投入時設定)は，Function キーを押しながら電源を ON した時のみ設定可能です。

87

CM シリーズ 取扱説明書

ノーマル機能設定
出力 ON
遅延時間

出力 ON 操作したときに，実際に出力を開始するまでの時間を指定時間遅らせます。遅延時間設定が 0 以外の場
合は DLY 表示が点灯します。

DLY

遅延時間は 0 s から設定できますが，設定値と実際の遅れ時間が一致するのは約 30 ms 以上に設定した場合で
す。
F-01
メモ

出力 OFF
遅延時間

0.00 s～99.99 s

外部信号による出力 ON/OFF 制御，
および外部電圧･外部抵抗による電圧･電流設定を選択している場合は，この機能が無効になります。
出力 OFF 操作したときに，実際に出力が停止するまでの時間を指定時間遅らせます。遅延時間設定が 0 以外の場合は DLY 表示が点灯します。
遅延時間は 0 s から設定できますが，設定値と実際の遅れ時間が一致するのは約 50 ms 以上に設定した場合で
す。
F-02

メモ

88

0.00 s～99.99 s

外部信号による出力 ON/OFF 制御，
および外部電圧･外部抵抗による電圧･電流設定を選択している場合は，この機能が無効になります。

DLY

各種設定
V-I モード
スルーレート選択

定電圧(CV)モードまたは定電流(CC)モードに対して，CV･CC 高速優先またはスルーレート優先を選択します。電圧･電流のスルーレートは，CV･CC スルーレート優先を選択している場合にのみ設定できます。
CV スルーレート優先になっているときは VSR 表示が，CC
スルーレート優先になっているときは ISR 表示が，それぞれ点灯します。
CCスルーレート優先

F-03

上昇電圧
スルーレートCVスルーレート優先

0 = CV 高速優先
1 = CC 高速優先
2 = CV スルーレート優先
3 = CC スルーレート優先

上昇電圧スルーレートを設定します。V-I モードを CV スルーレート優先に設定している場合にのみ有効です。
F-04

0.01 V/s～60.00 V/s (30 V モデル)
0.1 V/s～160.0 V/s (80 V モデル)
0.1 V/s～320.0 V/s (160 V モデル)
0.1 V/s～500.0 V/s (250 V モデル)
1 V/s～1600 V/s (800 V モデル)

メモ

外部電圧･外部抵抗によって電圧・電流を設定する場合は，この機能が無効になります。

下降電圧
スルーレート

下降電圧スルーレートを設定します。V-I モードを CV スルーレート優先に設定している場合にのみ有効です。
F-05

メモ

0.01 V/s～60.00 V/s (30 V モデル)
0.1 V/s～160.0 V/s (80 V モデル)
0.1 V/s～320 V/s (160 V モデル)
0.1 V/s～500 V/s (250 V モデル)
1 V/s～1600 V/s (800 V モデル)

外部電圧･外部抵抗によって電圧・電流を設定する場合は，この機能が無効になります。

89

CM シリーズ 取扱説明書
上昇電流
スルーレート

上昇電流スルーレートを設定します。V-I モードを CC スル
ーレート優先に設定している場合にのみ有効です。
F-06

0.01 A/s～72.00 A/s (CM30-36)
0.1 A/s～144.0 A/s (CM30-72)
0.1 A/s～216.0 A/s (CM30-108)0.01 A/s～27.00 A/s (CM80-13R5)
0.01 A/s～54.00 A/s (CM80-27)
0.01 A/s～81.00 A/s (CM80-40R5)
0.01 A/s～14.40 A/s (CM160-7R2)
0.01 A/s～28.80 A/s (CM160-14R4)
0.01 A/s～43.20 A/s (CM160-21R6)
0.001 A/s～9.000 A/s (CM250-4R5)
0.01 A/s～18.00 A/s (CM250-9)0.01 A/s～27.00 A/s (CM250-13R5)
0.001 A/s～2.880 A/s (CM800-1R44)
0.001 A/s～5.760 A/s (CM800-2R88)
0.001 A/s～8.640 A/s (CM800-4R32)

メモ

外部電圧･外部抵抗によって電圧・電流を設定する場合は，この機能が無効になります。

下降電流
スルーレート

下降電流スルーレートを設定します。V-I モードを CC スル
ーレート優先に設定している場合にのみ有効です。
F-07

メモ

90

0.01 A/s～72.00 A/s (CM30-36)
0.1 A/s～144.0 A/s (CM30-72)
0.1 A/s～216.0 A/s (CM30-108)0.01 A/s～27.00 A/s (CM80-13R5)
0.01 A/s～54.00 A/s (CM80-27)
0.01 A/s～81.00 A/s (CM80-40R5)
0.01 A/s～14.40 A/s (CM160-7R2)
0.01 A/s～28.80 A/s (CM160-14R4)
0.01 A/s～43.20 A/s (CM160-21R6)
0.001 A/s～9.000 A/s (CM250-4R5)
0.01 A/s～18.00 A/s (CM250-9)0.01 A/s～27.00 A/s (CM250-13R5)
0.001 A/s～2.880 A/s (CM800-1R44)
0.001 A/s～5.760 A/s (CM800-2R88)
0.001 A/s～8.640 A/s (CM800-4R32)

外部電圧･外部抵抗によって電圧・電流を設定する場合は，この機能が無効になります。

各種設定
内部抵抗設定本製品の内部抵抗値を設定します。
F-08

0.000 Ω～0.833 Ω (CM30-36)
0.000 Ω～0.417 Ω (CM30-72)
0.000 Ω～0.278 Ω (CM30-108)0.000 Ω～5.926 Ω (CM80-13R5)
0.000 Ω～2.963 Ω (CM80-27)
0.000 Ω～1.975 Ω (CM80-40R5)
0.000 Ω～22.22 Ω (CM160-7R2)
0.000 Ω～11.11 Ω (CM160-14R4)
0.000 Ω～7.407 Ω (CM160-21R6)
0.00 Ω～55.55 Ω (CM250-4R5)
0.00 Ω～27.77 Ω (CM250-9)0.00 Ω～18.51 Ω (CM250-13R5)
0.0 Ω～555.5 Ω (CM800-1R44)
0.0 Ω～277.8 Ω (CM800-2R88)
0.0 Ω～185.1 Ω (CM800-4R32)

ブリーダ回路制御 ブリーダ回路の ON/OFF/AUTO を設定します。
ブリーダ回路は，出力 OFF または電源スイッチ OFF 後に出力部のコンデンサの電荷を放電して出力端子を安全な電圧まで低下させるものです。初期設定では ON に設定されています。詳細は26ページ”ブリーダ回路”を参照してくだ
さい。
F-09
ブザー
ON/OFF 制御

ブザー音の ON/OFF を設定します。
ブザーは，キー入力音とアラーム音に関連付けられていますので，ブザーを OFF に設定するとキー操作時やアラーム発生時にも音が鳴らなくなります。
F-10

アベレージ設定

0 = OFF, 1 = ON，2 = AUTO

0 = OFF, 1 = ON

計測値のアベレージレベルを設定します。初期設定ではLow に設定されています。
F-17

0 = Low , 1 = Middle, 2 = High

パネルロック設定 Lock/Local キーを押したときのパネルロック機能を設定し
ます。
F-19

0 = 出力 OFF 操作のみ有効です。
1 = 出力 ON および OFF 操作が有効です。

91

CM シリーズ 取扱説明書

USB/GPIB 設定
フロントパネル
USB 状態表示

フロントパネルにある USB-A ポートの状態を表示しています。この内容を変更することはできません。
F-20

リアパネル
USB 状態表示

0 = 未使用, 1 = Mass Storage

リアパネルにある USB-B ポートの状態を表示しています。
この内容を変更することはできません。
F-21

0 = 未使用, 2 = USB-CDC
3 = GPIB アダプタ

リアパネル
USB モード設定

リアパネルにある USB-B ポートのモード設定をします。

GPIB アドレス

GPIB アドレスを設定します。

F-22

F-23

0 = 無効1 = GPIB アダプタ(10YTPA0011864)
2 = USB 1.1/2.0 自動認識
3 = USB 1.1 固定

0～30LAN(Ethernet)設定
MAC アドレス
1～6

MAC アドレス 1～6 を表示します。この設定の内容を変更することはできません。
F-30～F-35

LAN

イーサネットの有効･無効を設定します。
F-36

DHCP

0 = 無効, 1 = 有効

DHCP の有効･無効を設定します。
F-37

IP アドレス 1～4

0x00～0xFF

0 = 無効, 1 = 有効

IP アドレスを設定します。IP アドレスの 4 つのセクション
が，IP アドレス 1～4 に分かれています。
(F-39 : F-40 : F-41 : F-42)(0～255 : 0～255 : 0～255 : 0～255)

サブネット
マスク 1～4

サブネットマスクを設定します。サブネットマスクの 4 つのセクションが，サブネットマスク 1～4 に分かれています。
(F-43 : F-44 : F-45: F-46)(0～255 : 0～255 : 0～255 : 0～255)

92

各種設定
ゲートウェイ
1～4

ゲートウェイアドレスを設定します。ゲートウェイアドレ
スの 4 つのセクションが，ゲートウェイ 1～4 に分かれています。
(F-47 : F-48 : F-49 : F-50)(0～255 : 0～255 : 0～255 : 0～255)

DNS アドレス1～4
ソケット有効DNS アドレスを設定します。DNS アドレスの 4 つのセクシ
ョンが，DNS アドレス 1～4 に分かれています。
(F-51 : F-52 : F-53 : F-54)(0～255 : 0～255 : 0～255 : 0～255)
WebSocket 接続の有効･無効を設定します。
F-57

Web サーバ
設定

Web サーバによる制御の有効・無効を設定します。
F-59

Web パスワード
有効

0 = 無効, 1 = 有効

Web パスワードの有効･無効を設定します。
F-60

Web パスワード

0 = 無効, 1 = 有効

0 = 無効, 1 = 有効

Web パスワードを設定します。
F-61

0000～9999

93

CM シリーズ 取扱説明書

システム設定初期設定

本製品を初期設定(工場出荷時設定)にします。

(工場出荷時設定)

初期設定(工場出荷時設定)の内容は，134ページ“初期設定一覧”を参照してください。
F-88

バージョン表示システムプログラムのバージョン番号，作成日，デバイスのバージョン，カーネル 作成日などを表示します。この内容を変更することはできません。
F-89

94

0 = 無効 (最後に電源を OFF したときの直前の設定になります。)
1 = 初期設定(工場出荷時設定)にします。

0, 1 = ファームウェア バージョン2, 3 = ファームウェア 作成年
4, 5 = ファームウェア 作成月,日
6, 7 = キーボード CPLD バージョン
8, 9 = 外部制御入出力 CPLD バージョン
A, B = (予約分)
C, D = カーネル 作成年
E, F = カーネル 作成月,日

各種設定

電源投入時設定
電圧(CV)設定

定電圧(CV)モードの電圧設定を，パネル制御，外部電圧制
御，外部抵抗制御(2 種類)から選択します。
外部電圧による設定は102ページ“外部電圧による出力電圧設定”を，外部抵抗による設定は106ページ“外部抵抗による出力電圧設定”を参照してください。
F-90

電流(CC)設定

0 = パネル制御
1 = 外部電圧制御
2 = 外部抵抗制御(Ext-R
10 kΩ = Vo-max)
3 = 外部抵抗制御(Ext-R 10 kΩ = 0 V)

定電流(CC)モードの電流設定を，パネル制御，外部電圧制
御，外部抵抗制御(2 種類)から選択します。
外部電圧による設定は104ページ“外部電圧による出力電流設定”を，外部抵抗による設定は108ページ“外部抵抗による出力電流設定”を参照してください。
F-91

電源 ON 時の出力設定

0 = パネル制御
1 = 外部電圧制御
2 = 外部抵抗制御(Ext-R
10 kΩ = Io-max)
3 = 外部抵抗制御(Ext-R 10 kΩ = 0 A)

電源スイッチを ON したときの，出力の状態(ON またはOFF)を設定します。
初期設定では，出力 OFF にしています。
F-92

メモ

0 = 出力 OFF
1 = 出力 ON

出力 ON 設定時は，電源投入後出力可能な状態になると，自動的に出力 ON しますので，ご使用状況を十分に検討した上で設定してください。

95

CM シリーズ 取扱説明書

マスタ・スレーブ 本製品をマスタ機またはスレーブ機に設定します。詳細に設定
ついては，68ページ“並列運転と直列運転”を参照してくだ
さい。
F-93

出力 ON 論理
設定

0 = マスタ(単体動作または直列時）
1 = マスタ(並列時，スレーブ 1 台）
2 = マスタ(並列時，スレーブ 2 台）
3 = スレーブ(並列時）
4 = スレーブ(直列時）

TTL 信号入力，または外部接点による出力 ON/OFF 信号の論理レベルを設定します。詳細については，110ページ“外部信号による出力 ON/OFF 制御”を参照してください。
アクティブハイ：2pin－24pin 間が開放にて出力 ON
アクティブロー：2pin－24pin 間が短絡にて出力 ON
F-94

電源スイッチトリップ設定0 = アクティブハイ
1 = アクティブロー

外部 TTL 信号および外部接点による電源スイッチ OFF，または各種保護機能(OVP, OCP, OHP)が働いたときの，電源ス
イッチの状態(ON または OFF)を設定します。詳細について
は，112ページ“外部接点によるシャットダウン制御”を参照
してください。
有効(F-95=0)に設定すると，TTL 信号や外部接点を使用して本製品の電源スイッチを OFF にすることができます。また、本製品の保護(OVP, OCP, OHP)が働いたときに電源スイ
ッチを OFF にします。
無効(F-95=1)に設定すると外部信号による電源スイッチ
OFF はできなくなります。また，保護が働いたときは出力を OFF にしますが電源スイッチは ON のままになります。
初期設定では有効になっています。
F-95

96

1 = 無効, 0 = 有効

各種設定

各種設定を行う (電源投入時設定以外)
概要

メモ

電源投入時設定以外の各種設定は，Function キーにより設定します。
F-20，F-21，F-30～F-35，F-89 は表示のみ可能です。設定はできません。
F-90～F-95 は電源投入時設定ですので，ここでは変更できません。詳細は98ページを参照してください。

手順

1.

Function キーを押します。
Function キーが点灯して各種設定を行Function

うことができます。
2.

表示部の上段に設定番号 F-01
が，下段に F-01 の設定内容が表示されます。

3.

電圧つまみを回して設定番号を選択
します。
範囲

メモ
終了

VoltageF-00～F-61, F-88, F-89

4.

設定する番号が表示されたら，電流つ
まみを回してパラメタを変更します。

5.

電圧つまみを押すと，設定を確定して「ConF」が表示されます。

Current

Voltage

電圧つまみを押して「ConF」が表示されないと設定が変更されません。設定内容を確認した上でご使用ください。
Function キーを押します。
各種設定表示を終了して Function キーが消灯します。

Function97

CM シリーズ 取扱説明書

電源投入時設定を行う
概要

手順

電源投入時設定は他の設定と異なり，Function キーを押しな
がら電源スイッチを ON した時に設定できる機能です。
これは，重要な設定パラメタが意図せず変更されるのを防ぐためです。
1.

Function キーを押しながら電源スイッ
チを ON します。
(表示器に表示が出るまで Function キーを押し続けてください。)

2.

表示部の上段に設定番号 F-90，下段にF-90 の設定内容が表示されます。

3.

電圧つまみを回して設定番号を選択
します。
範囲

メモ
終了

98

Voltage

F-90～F-95

4.

設定する番号が表示されたら，電流つ
まみを回してパラメタを変更します。

5.

電圧つまみを押すと，設定が確定して「ConF」が表示されます。

Current

Voltage

電圧つまみを押して「ConF」が表示されないと設定が変更されません。設定内容を確認した上でご使用ください。
電源スイッチを OFF にして，再度電源スイッチを ON にして再投入します。

外部制御･モニタ信号

外部制御･モニタ信号
本章では，外部電圧･外部抵抗を使用した出力電圧･出力電流の設定，外部信号による出力 OFF や電源 OFF，出力電圧･出力電流のモニタ出力，動作モードやアラームのモニタ信号について説明します。

外部制御 ......................................................................................... 100
CONTROL I/O コネクタ ......................................................................... 100
外部電圧による出力電圧設定 ................................................................. 102
外部電圧による出力電流設定 ................................................................. 104
外部抵抗による出力電圧設定 ................................................................. 106
外部抵抗による出力電流設定 ................................................................. 108
外部接点による出力 ON/OFF 制御......................................................... 110
外部接点によるシャットダウン制御 ...................................................... 112

モニタ信号 ...................................................................................... 114
出力電圧・出力電流のモニタ信号.......................................................... 114
動作モード・アラームのモニタ信号 ...................................................... 116

99

CM シリーズ 取扱説明書

外部制御
CONTROL I/O コネクタ
概要

警告

CONTROL I/O コネクタは，標準 MIL 26 ピンコネクタ(OMRON 製 XG4 プラグ)です。このコネクタは，外部信号による制御に使用します。
感電を防止するため，外部制御入出力機能を使用しないときは，CONTROL I/O コネクタ保護カバーを装着してくださ
い。

ピン配置

25

1

26

2

ピン番号・名称
1 Current Share
2 D COM

3 CURRENT SUM OUT
4 EXT-V CV CONT
5 EXT-V CC CONT
6 EXT-R CV CONT PIN1
7 EXT-R CV CONT PIN2
8 EXT-R CC CONT PIN1
9 EXT-R CC CONT PIN2
10 V-MON
11 I-MON

100

説明
並列運転するときに使用します。
12，24 ピンのコモン端子です。リモートセンシング
使用時はセンス(－)端子に，ローカルセンシング時は出力端子の負極に接続されます。
並列運転時にスレーブ機の電流信号を出力します。
マスタ機の CURRENT_SUM 入力と接続します。
出力電圧を設定する外部電圧信号入力です。0 V～10
V が定格電圧の 0%～100%設定値に対応します。
出力電流を設定する外部電圧信号入力です。0 V～10
V が定格電流の 0%～100%設定値に対応します。
出力電圧を設定する外部抵抗を接続します（6-7 ピン間）。0 kΩ～10 kΩ が定格電圧の 0%～100%設定値に対応します。
出力電流を設定する外部抵抗を接続します（8-9 ピン間）。0 kΩ～10 kΩ が定格電流の 0%～100%設定値に対応します。
出力電圧モニタ信号です。定格電圧の 0%～100%を
電圧 0～10 V で出力します。
出力電流モニタ信号です。定格電流の 0%～100%を
電圧 0～10 V で出力します。

外部制御･モニタ信号
12 SHUTDOWN

13 CURRENT_SUM_1

14 CURRENT_SUM_2

15 FEEDBACK
16 A COM

17 STATUS COM
18 CV STATUS
19 CC STATUS
20 ALM STATUS

21 OUTPUT ON STATUS
22 POWER OFF STATUS
23 N.C.
24 OUT ON/OFF CONT

25 SER SLV IN
26 N.C.

外 部 接点 で 短絡 する こと によ り ，電 源 スイ ッ チ
OFF(F-95 電源スイッチトリップ 有効時) または出力 OFF(F-95 無効時)することができます。本端子は10 kΩ 抵抗で+5 V にプルアップされています。
並列運転時に使用します。マスタ機の合計電流信号入力です。1 台目のスレーブ機の CURRENT SUM
OUTPUT と接続します。
並列運転時に使用します。マスタ機の合計電流信号入力です。2 台目のスレーブ機の CURRENT SUM
OUTPUT と接続します。
並列運転用の制御信号端子です。
並列運転時に各機器の 15 ピン同士を接続します。
4，5，10，11 ピンのコモン端子です。リモートセン
シング使用時はセンス(－)端子に，ローカルセンシ
ング時は出力端子の負極に接続されます。
18～22 ピンのコモン端子です。本製品の内部回路から絶縁されたフォトカプラ出力のエミッタ側です。
CV モード時に ON(ローレベル)になります。(フォトカプラのオープンコレクタ出力です。)
CC モード時に ON(ローレベル)になります。(フォトカプラのオープンコレクタ出力です。)
保護機能(OVP，OCP)のいずれかが動作しているとき，または SHUTDOWN (12 ピン)信号が入力されているときに ON(ローレベル)になります。(フォトカ
プラのオープンコレクタ出力です。)
出力 ON のときに ON(ローレベル)になります。(フォトカプラのオープンコレクタ出力です。)
電源スイッチが OFF のときに ON(ローレベル)になります。
何も接続しません。
外部接点により，出力を ON/OFF することができます。(F-94 出力 ON 論理設定にて論理レベルを設定します。) 本端子は 10 kΩ 抵抗で+5 V にプルアップされています。
直列運転時に，スレーブ機の 25 ピンをマスタ機の16 ピン(A COM)へ接続します。
何も接続しません。

101

CM シリーズ 取扱説明書

外部電圧による出力電圧設定
概要

外部電圧をリアパネルの CONTROL I/O コネクタへ入力することにより，出力電圧を設定することができます。外部
電圧 0 V～10 V が出力電圧の 0 V～定格電圧に対応します。
出力電圧＝定格電圧×(外部電圧／10)

接続方法１

外部電圧源を CONTROL I/O コネクタに接続するときは，シールド線またはツイストペア線を使用してください。
外部電圧
0～10V

CMシリーズDCシリーズ
4

CONTROL
I/Oコネクタ

16
2芯シールドまたは
ツイストペア線

出力端子 4 ピン→外部電圧源(＋)
 16 ピン→外部電圧源(－)
 シールド線→出力端子負極(－)
外部電圧
接続方法２
(別のシールド接続) 0～10V

CMシリーズDCシリーズ
4

CONTROL
I/Oコネクタ

16
2芯シールドまたは
ツイストペア線

出力端子 4 ピン→外部電圧源(＋)
 16 ピン→外部電圧源(－)
 シールド線→外部電圧源(GND)
メモ

102

シールド線を外部電圧源側で接地する必要がある場合は，シールド線を本製品の出力端子の負極側(－)で接地することはできません。外部電圧源側と本製品側の両方で接地す
ると，出力が短絡されます。

外部制御･モニタ信号

手順1.

前掲の図にしたがって外部電圧源を接続します。

2.

電源投入時設定にて F-90 を 1 (CV 設
定：外部電圧制御)に設定します。

3.

電源スイッチを OFF にして，再度 ON
します。

4.

Function キーを押して，設定（F-90 = 1） Function
を確認します。

5.

外部電圧を設定します。

98ページ

出力電圧＝定格電圧×(外部電圧／
10)6.

Output キーを押すと設定した電圧が出力されます。

Output

外部電圧の変化に応じて出力電圧が変化します。
警告

外部電圧源の対シャシ電圧を確認してください。対シャシ
電圧が不足していると感電や事故の原因になります。接続
するときは，36ページ“接地について”も参照して配線して
ください。

注意

外部電圧信号入力に 10.5 V 以上の電圧を入力しないでくだ
さい。
外部電圧源を接続するときは，電圧の極性が正しいことを確認してください。

メモ

外部電圧信号入力の入力インピーダンスは 10 kΩ です。
外部電圧源には，ノイズが少なく安定した安定化電圧源を使用してください。
外部電圧によって出力電圧を設定する場合は，スルーレー
ト設定が無効になり常に高速優先になります。また，出力ON 遅延時間および出力 OFF 遅延時間設定も無効になります。

103

CM シリーズ 取扱説明書

外部電圧による出力電流設定
概要

外部電圧をリアパネルの CONTROL I/O コネクタへ入力することにより，出力電流を設定することができます。外部
電圧 0 V～10 V が出力電流の 0 A～定格電流に対応します。
出力電流＝定格電流×(外部電流／10)

接続方法１

外部電圧源を CONTROL I/O コネクタに接続するときは，シールド線またはツイストペア線を使用してください。
外部電圧
0～10V

CMシリーズDCシリーズ
5

CONTROL
I/Oコネクタ

16
2芯シールドまたは
ツイストペア線

出力端子 5 ピン→外部電圧源(＋)
 16 ピン→外部電圧源(－)
 シールド線→出力端子負極(－)
外部電圧
接続方法２
(別のシールド接続) 0～10V

CMシリーズDCシリーズ
5

CONTROL
I/Oコネクタ

16
2芯シールドまたは
ツイストペア線

出力端子 5 ピン→外部電圧源(＋)
 16 ピン→外部電圧源(－)
 シールド線→外部電圧源(GND)
メモ

104

シールド線を外部電圧源側で接地する必要がある場合は，シールド線を本製品の出力端子の負極側(－)で接地することはできません。外部電圧源側と本製品側の両方で接地す
ると，出力が短絡されます。

外部制御･モニタ信号
手順1.

前掲の図にしたがって外部電圧源を接続します。

2.

電源投入時設定にて F-91 を 1 (CC 設
定：外部電流制御)に設定します。

3.

電源スイッチを OFF にして，再度 ON
します。

4.

Function キーを押して，設定（F-91 = 1） Function
を確認します。

5.

外部電圧を設定します。

98ページ

出力電流＝定格電流×(外部電圧／
10)6.

Output キーを押すと設定した電圧が出力されます。

Output

外部電圧の変化に応じて出力電流が変化します。
警告

外部電圧源の対シャシ電圧を確認してください。対シャシ
電圧が不足していると感電や事故の原因になります。接続
するときは，36ページ“接地について”も参照して配線してく
ださい。

注意

外部電流信号入力に 10.5 V 以上の電圧を入力しないでくだ
さい。
外部電圧源を接続するときは，電圧の極性が正しいことを確認してください。

メモ

外部電流信号入力の入力インピーダンスは 10 kΩ です。
外部電圧源には，ノイズが少なく安定した安定化電圧源を使用してください。
外部電圧によって出力電流を設定する場合は，スルーレー
ト設定が無効になり常に高速優先になります。また，出力ON 遅延時間および出力 OFF 遅延時間設定も無効になります。

105

CM シリーズ 取扱説明書

外部抵抗による出力電圧設定
概要

外部抵抗をリアパネルの CONTROL I/O コネクタへ接続することにより，出力電圧を設定することができます。
抵抗値 0 kΩ～10 kΩ が出力電圧の 0 V～定格電圧に対応します。出力電圧の設定を下記の 2 つから選択(F-90 電圧設定)できます。
 抵抗値の増加に対応させる：(Ext-R ，0 k ～10 k，10 k = 定格電圧)
出力電圧 = 定格電圧×(外部抵抗／10 k) 抵抗値の減少に対応させる：(Ext-R ，10 k ～0 k，10 k = 0V)
出力電圧 = 定格電圧×((10 k－外部抵抗)／10 k)メモ

安全のため，外部抵抗を接続しているケーブルが外れて無限大の抵抗値(オープン)になったときに，出力電圧が 0 V になる Ext-R 設定(F-90=3)を推奨します。
Ext-R 設定(F-90=2)にしますと，同様の状況では意図しない高電圧(定格電圧)が出力されます。
複数の外部抵抗をスイッチで切り換える場合は，回路に開放(オープン)状態が生じないようにしてください。短絡させながら切り換えるタイプか，連続的に抵抗値が変化するタ
イプのスイッチを使用してください。

接続方法

外部抵抗
0～10kΩ

CMシリーズDCシリーズ
6

CONTROL
I/Oコネクタ

7
2芯シールドまたは
ツイストペア線

出力端子 6 ピン→外部抵抗の片側
 7 ピン→外部抵抗のもう一つの片側 シールド線→出力端子負極(－)

106

外部制御･モニタ信号

手順1.

前掲の図にしたがって，外部抵抗を接
続します。

2.

電源投入時設定にて F-90(CV 設定)を 2 98ページ(Ext-R )，または 3 (Ext-R )に設定
します。

3.

電源スイッチを OFF にして，再度 ON
します。

4.

Function キーを押して，設定(F-90 = 2
または 3)を確認します。

5.

出力電圧を前掲の式により求めて，外部抵抗値を設定します。

6.

Output キーを押すと設定した電圧が出力されます。

Function

Output抵抗値の変化に応じて出力電圧が変
化します。
警告

外部抵抗およびその配線に使用する線材は，絶縁耐圧が本製品の対シャシ電圧以上のものを使用してください。
線材や抵抗器の端子などの金属部が露出する場合は，絶縁チューブなどで保護してください。

メモ

外部抵抗は，1/2 W 以上の金属皮膜抵抗器などの温度係数，
経時変化の小さいものを選定してください。
配線は，2 芯シールド線またはツイストペア線を使用してなるべく短く接続し，外来ノイズなどの影響を受けないようにしてください。
外部抵抗によって出力電圧を設定する場合は，スルーレー
ト設定が無効になり常に高速優先になります。また，出力ON 遅延時間および出力 OFF 遅延時間設定も無効になります。
外部抵抗にテスタやマルチメータなどを接続して，抵抗値を測定しながら出力すると正しい出力電圧になりません。
必ず，測定器を外すか測定器の入力を高インピーダンスの状態にした上で出力してください。

107

CM シリーズ 取扱説明書

外部抵抗による出力電流設定
概要

外部抵抗をリアパネルの CONTROL I/O コネクタへ接続することにより，出力電流を設定することができます。
抵抗値 0 k ～10 kΩ が出力電流の 0 A ～ 定格電流に対応します。出力電流の設定を下記の 2 つから選択(F-91 電流設定)できます。
 抵抗値の増加に対応させる：(Ext-R ，0 k ～10 k，10 k =定格電流)
出力電流 = 定格電流×(外部抵抗／10 k) 抵抗値の減少に対応させる：(Ext-R ，10 k ～0 k，10 k = 0A)
出力電流 =定格電流×((10 k－外部抵抗)／10 k)メモ

安全のため，外部抵抗を接続しているケーブルが外れて無限大の抵抗値(オープン)になったときに，出力電流が 0 A になる Ext-R 設定(F-91=3)を推奨します。
Ext-R 設定(F-91=2)にしますと，同様の状況では意図しない高電流(定格電流)が出力されます。
複数の外部抵抗をスイッチで切り換える場合は，回路に開放(オープン)状態が生じないようにしてください。短絡させながら切り換えるタイプか，連続的に抵抗値が変化するタ
イプのスイッチを使用してください。

接続方法

外部抵抗
0～10kΩ

CMシリーズDCシリーズ
9

CONTROL
I/Oコネクタ8
2芯シールドまたは
ツイストペア線

出力端子 9 ピン→外部抵抗の片側
 8 ピン→外部抵抗のもう一つの片側 シールド線→出力端子負極(－)

108

外部制御･モニタ信号

手順1.

前掲の図にしたがって，外部抵抗を接
続します。

2.

電源投入時設定にて F-91(CC 設定)を 2 98ページ(Ext-R )，または 3 (Ext-R )に設定
します。

3.

電源スイッチを OFF にして，再度 ON
します。

4.

Function キーを押して，設定(F-91 = 2
または 3)を確認します。

5.

出力電流を前掲の式により求めて，外部抵抗値を設定します。

6.

Output キーを押すと設定した電流が出力されます。

Function

Output抵抗値の変化に応じて出力電流が変
化します。
警告

外部抵抗およびその配線に使用する線材は，絶縁耐圧が本製品の対シャシ電圧以上のものを使用してください。
線材や抵抗器の端子などの金属部が露出する場合は，絶縁チューブなどで保護してください。

メモ

外部抵抗は，1/2 W 以上の金属皮膜抵抗器などの温度係数，
経時変化の小さいものを選定してください。
配線は，2 芯シールド線またはツイストペア線を使用してできるだけ短く接続し，外来ノイズなどの影響を受けないよ
うにしてください。
外部抵抗によって出力電流を設定する場合は，スルーレー
ト設定が無効になり常に高速優先になります。また，出力ON 遅延時間および出力 OFF 遅延時間設定も無効になります。
外部抵抗にテスタやマルチメータなどを接続して，抵抗値を測定しながら出力すると正しい出力電圧になりません。
必ず，測定器を外すか測定器の入力を高インピーダンスの状態にした上で出力してください。

109

CM シリーズ 取扱説明書

外部接点による出力 ON/OFF 制御
概要

外部接点により，本製品の出力を ON/OFF することができます。また出力 ON 論理設定(F-94)により，出力 ON 時の論
理を選択できます。
OUT ON/OFF CONT (24 ピン端子)は，内部で+5V(5% @500
A)に 10 kでプルアップされています。
 出力 ON 論理設定(F-94)を 0 (アクティブハイ)に設定：
24－2 ピン間を開放またはハイレベルにて，出力 ON
 出力 ON 論理設定(F-94)を 1 (アクティブロー)に設定：
24－2 ピン間を短絡またはローレベルにて，出力 ON

接続方法

スイッチ
（接点）

CM シリーズ
DCシリーズ
2

CONTROL
I/Oコネクタ24
2芯シールドまたは
ツイストペア線

出力端子 24 ピン→接点の片側
 2 ピン→接点の片側
 シールド線→出力端子負極(－)
手順

110

1.

上図にしたがって，外部接点を接続します。

2.

電源投入時設定にて，F-94(出力 ON 論 98ページ
理設定)を 0 (アクティブハイ)，または1 (アクティブロー)に設定します。

3.

電源スイッチを OFF にして，再度 ON
します。

4.

Function キーを押して，設定(F-94 = 0
または 1)を確認します。

5.

外部接点により出力 ON/OFF を制御することができます。

Function外部制御･モニタ信号
警告

接点用リレーおよびその配線に使用する線材は，絶縁耐圧が本製品の対シャシ電圧以上のものを使用してください。
線材やリレー端子などの金属部が露出する場合は，絶縁チューブなどで保護してください。

メモ

外部接点によって出力 ON/OFF を制御する場合は，出力 ON
遅延時間および出力 OFF 遅延時間設定が無効になります。
配線は，2 芯シールド線またはツイストペア線を使用してできるだけ短く接続し，外来ノイズなどの影響を受けないよ
うにしてください。
接点信号のときに配線が長くなる場合は，リレーのコイル側を延長してください。
スイッチリレー
このラインを
延長する

CM
シリーズ
DCシリーズ
2

CONTROL
I/Oコネクタ

24

複数台の機器を 1 つの信号で制御する場合は，各機器への信号をリレーなどで絶縁して入力してください。
出力 ON 論理設定を F-94 = 0 (アクティブハイ)に設定して，
24 ピンがローレベルのときに Output キーを押すと，表示部に“MSG 001”を表示して出力 ON できません。
出力 ON 論理設定を F-94 = 1 (アクティブロー)に設定して，
24 ピンがハイレベルのときに Output キーを押すと，表示部に“MSG 002”を表示して出力 ON できません。
F-94 = 0（アクティブハイ）

F-94 = 1（アクティブロー）111

CM シリーズ 取扱説明書

外部接点によるシャットダウン制御
概要

外部接点で短絡することにより，本製品を電源スイッチ
OFF(F-95 電 源 ス イ ッ チ ト リ ッ プ 有 効 時 ) ま た は 出 力
OFF(F-95 無効時)することができます。
電源 OFF のコントロール入力(12 ピン端子)は，内部で+5V(5% @500 A)に 10 kでプルアップされています。
(COM は 2 ピン端子)

接続方法

スイッチ
（接点）

CM
シリーズ
DCシリーズ
2

CONTROL
I/Oコネクタ12
2芯シールドまたは
ツイストペア線

出力端子 12 ピン→接点の片側
 2 ピン→接点の片側
 シールド線→出力端子負極(－）
手順

メモ

112

1.

上図にしたがって，外部接点を接続します。

2.

電源投入時設定にて，F-95(電源スイッ 98ページ
チトリップ設定)を 0 (有効)または 1(無効)に設定します。

3.

電源スイッチを OFF にして，再度 ON
します。

4.

Function キーを押して，設定(F-95 =0or1)を確認します。

5.

外部接点で短絡することにより電源スイッチ OFF または出力 OFF することができます。

FunctionF-95(電源スイッチトリップ設定)を 0 (有効)に設定すると，各種保護機能が働いたときも電源スイッチを OFF にします。

外部制御･モニタ信号

警告

接点用リレーおよびその配線に使用する線材は，絶縁耐圧が本製品の対シャシ電圧以上のものを使用してください。
線材やリレー端子などの金属部が露出する場合は，絶縁チューブなどで保護してください。

メモ

配線は，2 芯シールド線またはツイストペア線を使用してできるだけ短く接続し，外来ノイズなどの影響を受けないよ
うにしてください。
接点信号のときに配線が長くなる場合は，リレーのコイル側を延長してください。
スイッチリレー
このラインを延長する

CM シリーズ
DCシリーズ
2

CONTROL
I/Oコネクタ

12

複数台の機器を 1 つの信号で制御する場合は，各機器への信号をリレーなどで絶縁して入力してください。

113

CM シリーズ 取扱説明書

モニタ信号
ここでは，各種のモニタ信号出力について説明しています。

出力電圧・出力電流のモニタ信号概要

出力電圧モニタ信号(V-MON)，および出力電流モニタ信号(I-MON)は，リアパネルの CONTROL I/O コネクタに出力されます。
モニタ信号の 0 V～10 V が，出力電圧および出力電流の定格値に対応します。
 V-MON [V]＝(出力電圧／定格電圧)×10
 I-MON [V]＝(出力電流／定格電流)×10
モニタ信号は設定を行う必要はありません。常に出力されています。
CM シリーズ
DCシリーズV- MON 接続方法
DMM
V MON
0→10V

10

CONTROL
I/Oコネクタ16

出力端子 10 ピン→正極(＋)
 16 ピン→負極(－)
CM シリーズ
DCシリーズI- MON 接続方法
DMM
I MON
0→10V

11

CONTROL
I/Oコネクタ16

出力端子 11 ピン→正極(＋)
 16 ピン→負極(－)

114

外部制御･モニタ信号
警告

モニタ信号は出力端子電位のため，フローティング出力や直列運転では触れると感電します。

注意

V-MON 出力(10 ピン)と I-MON 出力(11 ピン)を接触させな
いでください。本製品を損傷します。

メモ

V-MON 端子と I-MON 端子の出力インピーダンスは 1 kで，最大出力電流は 10 mA です。
モニタ出力では過渡応答波形やリプルなどを観測することはできません。直流のみを観測できます。

115

CM シリーズ 取扱説明書

動作モード・アラームのモニタ信号
概要

本製品の動作モードおよびアラーム状態のモニタ信号は，
リアパネルの CONTROL I/O コネクタに出力されます。
モニタ信号出力は，フォトカプラによって本製品の内部回路から絶縁されており，共通コモンの 17 ピン(STATUS
COM)はフォトカプラのエミッタ側，各種信号出力の 18～22
ピンはフォトカプラのコレクタ側になります。
フォトカプラの出力(コレクタ－エミッタ間)には最大 30 Vを印加でき，8 mA を流すことができます。
ピン番号，名称，
17 STATUS COM
18
19
20

CV STATUS
CC STATUS
ALM STATUS

21
22

OUT ON STATUSPWR OFF STATUS

説明
共通コモン端子(ピン 18～22 のコモン)
CV モードのときローレベル
CC モードのときローレベル
OVP または OCP いずれかの保護機能が動作しているとき，または外部接点によるシャットダウン
制御信号が入力されているときにローレベル。
出力 ON のときローレベル
電源 OFF のときローレベル(ただし，本製品が電源 OFF 処理中の間のみ)

Pins 18, 19, 20, 21, 22
17タイミング図116

次に，モニタ信号(ステータス出力)のタイミングの例を 4 つ示します。
18～22 ピン出力は，アクティブ時にローレベルです。

外部制御･モニタ信号
CV モードにて
出力 ON

下図は，CV モードで動作するような電圧・電流設定値と負荷が接続されているときに，出力を ON にしたときのタイミング図です。
H
CV STATUSLH
CC STATUSLH
OUT ON STATUS
L

CV モードにて
出力 OFF

下図は，CV モードで動作中に出力を OFF にしたときのタ
イミング図です。
H
CV STATUSLH
CC STATUSLH
OUT ON STATUS
L

CC モードにて
出力 ON

下図は，CC モードで動作するような電圧・電流設定値と負荷が接続されているときに，出力を ON したときのタイミ
ング図です。
H
CV STATUSLH
CC STATUSLH
OUT ON STATUS
L

CC モードにて
出力 OFF

下図は，CC モードで動作中に出力を OFF にしたときのタイミング図です。
H
CV STATUSLH
CC STATUSLH
OUT ON STATUS
L117

CM シリーズ 取扱説明書

118

リモート制御

リモート制御本章では，IEEE488.2 に基づいたリモート制御の基本設定について説明します。コマンドについては，プログラムマニュア
ルを参照してください。

USB インタフェースの設定 ................................................................... 120
GPIB インタフェースの設定 .................................................................. 121
Ethernet インタフェースの設定 ............................................................. 122
ソケットサーバの設定 ........................................................................... 123

119

CM シリーズ 取扱説明書

USB インタフェースの設定
USB 構成パネル操作

PC 側コネクタ:

タイプ A，ホスト

本製品側コネクタ:

リアパネルタイプ B，スレーブ

速度:1.1/2.0 (full speed/high speed)

USB クラス:

CDC (communications device class)1.

USB ケーブルをリアパネルの USB B
ポートに接続します。

2.

リアパネル USB 設定(F-22)にて，モー 97ページ
ドを USB-CDC(2)に設定します。

ドライバのインストール

本製品を PC に初めて USB 接続すると，USB デバイスドラ
イバのインストールを促されます。ドライバファイルは，
付 属 CD の “USB_Driver” フ ォ ル ダ に 収 録 さ れ た
cyde_usb_driver.inf です。

シリアル通信の設定

本製品を PC と USB で接続すると，PC には COM ポートデバイスとして認識されます。COM ポート番号は，Windows7の場合，コントロールパネル→システムとセキュリティ→システム→デバイスマネージャで，ポート-CM((COM x)の表示から確認できます。(x が COM ポート番号です) COM
ポート(シリアル通信)は下記のように設定してください。
9600 bps
ボーレート:
パリティビット: なし
フロー制御:
なし

動作確認

3.

8 bit
データ長:
ストップビット: 1 bit

ターミナルアプリケーション(ハイパーターミナル等)から，次のクエリコマンドを実行します。
*idn?

4.

以下のような応答メッセージ(CM30-36 モデルの例)
が返ってくれば通信が成立しています。
Chiyoda Electronics,CM30-36,12345678,1.71
応答メッセージは，メーカ名，製品型名，シリアル番
号，ファームウェアバージョンを表しています。

120

リモート制御

GPIB インタフェースの設定
GPIB を使用するには，オプションの GPIB-USB アダプタ（10YTPA0011864）が必要です。同時に使用できる GPIB アドレスは 1 種類だけです。
GPIB 設定

1.

本製品の電源を OFF にします。

2.

本製品リアパネルの USB B ポートと
GPIB-USB アダプタの USB A ポートを
USB ケーブルで接続します。

3.

PC 側のコントローラと GPIB-USB アダ
プタを GPIB ケーブルで接続します。
タイプ Aプラグ
コンピュータから

タイプ Bプラグ
CMシリーズへ
10YT PA0011864

4.

本製品の電源を ON にします。

5.

Function キーを押してノーマル機能
設定モードに入ります。

6.

リアパネル USB 設定と GPIB アドレスを次のようにします。
F-22 = 1
F-23 = 0～30

GPIB の制約

97ページ

リアパネル USB のモードを GPIB-USB
アダプタに設定 (初期値：2=USB CDC)
GPIB アドレスを設定 (初期値：8)

 同時に接続できる装置は最大 15 台まで。ケーブル長は全長 20 m 以内，各装置間は 2 m 以内。
 各装置に割り当てたアドレスは互いに異なること。
 接続された全装置の 2/3 以上の電源が入っていること。
 ループ接続・並列接続は禁止。

121

CM シリーズ 取扱説明書

Ethernet インタフェースの設定
CM シリーズは Ethernet インタフェースを介したネットワーク通信に対応しています。また，Web サーバ機能を備えています。
CM シリーズは DHCP 接続に対応しているため，既存のネットワークに接続すると自動で認識されます。手動のネットワーク設定も可能です。
概要
Ethernet 設定

Ethernet インタフェースはネットワークを介したリモート
制御・監視に使用します。
LAN
MAC アドレス(表示のみ)
DHCP
IP アドレスサブネットマスク
ゲートウェイDNS アドレス
ソケット有効Web サーバ有効Web パスワード有効Web パスワード（0000～9999，初期値：0000）
ポート番号: 2268（固定）
LAN

接続方法

Ethernet ケーブルでネットワークとリアパネ
ルの Ethernet ポートを接続します。

DHCP 接続例

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)を使用するには
次のように設定します。この設定で IP アドレスも自動で割り当てられます。
1.

Function キーを押してノーマル機能
設定に入ります。

2.

以下の LAN 設定を行います。
F-37 = 1
F-59 = 1

メモ
動作確認97ページ

DHCP を有効に設定
Web サーバを ON にします。

ネットワーク接続が正しく動作しないときは，電源を再起動するか，ブラウザの読み込みを更新してください。
3.

本製品の Web サーバを有効に設定した後，ブラウザに本製品の IP アドレスを次のように入力します。
http://XXX.XXX.XXX.XXX

4.

122

本製品の Web ブラウザインタフェースが表示されれば，通信は成立しています。

リモート制御

ソケットサーバの設定
概要

ソケットサーバ機能の設定，動作確認につきましては，
National Instruments Corporation のアプリケーションソフト
ウェア“Measurement & Automation Explorer”((NI MAX)を使用します。
このアプリケーションソフトウェアは National Instruments
Corporation のホームページよりダウンロードできます。

条件
設定

OS（Operating System）：Windows XP, 7
1.

“Measurement & Automation Explorer”(NI MAX)のア
プリケーションを実行してください。
スタート>すべてのプログラム>National Instruments >NI MAX

2.

操作パネルよりネットワークデバイスを選択します。
マイシステム>デバイスとインタフェース>ネットワークデバイス

123

CM シリーズ 取扱説明書

124

3.

ネットワークデバイスを追加 から VISA TCP/IP リ
ソース を選択します。

4.

Raw ソケットのマニュアル入力 を選択し，次へをクリックします。

5.

CM シリーズの IP アドレスとポート番号を入力します。ポート番号は 2268 で固定です。

リモート制御

6.

検証ボタンをクリックすると，VISA セッションを開くのに成功しましたという以下のようなメッセージが出ますので，OK をクリックします。

7.

次へをクリックすると，以下のような画面で表示されますので，エイリアス名を入力して，次へをクリックします。

125

CM シリーズ 取扱説明書

動作確認

126

8.

デバイスを作成する用意が出来たことを示す以下のような画面が出ますので，終了を選択して，デバイスを作成します。

1.

ネットワークデバイスの下に CM シリーズの IP アド
レスが表示されますので，そのアイコンを選択して，
VISA テストパネルを開く をクリックしてください。

リモート制御2.

I/O Settings のタブから，Enable Termination Characterを選択し，Apply Changes をクリックします。

3.

Input/Output のタブを選択し，コマンド入力画面に移動します。コマンド入力欄に*IDN?¥n (クエリ)を入力して，Write ボタンをクリック後，Read ボタンをクリックします。以下のような応答メッセージが返ってくれば通信が成立しています。
Chiyoda Electronics,CM80-27,12345678,1.71
応答メッセージは，メーカ名，製品型名，シリアル番号，ファームウェアバージョンを表しています。

1.71¥n127

CM シリーズ 取扱説明書

128

保守

保守
エアフィルタの清掃と交換
正面パネルの吸気口にはエアフィルタが装着されていますので，ご使用状況により定期的にエアフィルタの清掃を行ってください。
清掃は強風を吹き付けるか，薄めた中性洗剤で軽く洗ってください。中性洗剤で洗った場合は，水洗いしてよく乾燥させてから装着してください。定期的に
エアフィルタを清掃または交換しなかった場合は，定格電力を出力できなくなったりするなど性能や寿命が低下し，故障の原因にもなります。
手順

1.

電源を OFF にします。

コントロールパネル

2.

正面のコントロール
パネルの底部からエアフィルタを引き出して清掃してください。

3.

清掃後はフィルタにある切り欠きが上になるように挿入します。交換する場合はオプションのエアフィ
ルタ(小) (10YTPA0012075)を使用してください。

1.

カバーパネルを上へ引き上げるようにして取り外します。

（全モデル）

カバーパネル(Type II / Type III)1

129

CM シリーズ 取扱説明書
2.

カバーパネル裏のエ
アフィルタを取り外して清掃してください。交換する場合は，オプションのエアフ
ィルタ(大)

2( 10YTPA0012076)を使用してください。
3.

130

取り外しと逆の手順で，カバーパネルを筐体へ取り付けます。

よくある質問と回答

よくある質問と回答
Output キーを押しても，出力されない
電圧設定値および電流設定値を確認してください。電圧設定値が 0V または電流設定値が 0A に設定されていると出力することができません。

CV モードCC モードの切り換えができない。または切り換わってしまう
電圧設定値および電流設定値を確認してください。本製品を CV モードで動作
中に出力電流によって自動的に CC モードへ切り換える，あるいは CC モードで動作中に出力電圧によって自動的に CV モードへ切り換えるようにするには，
電流設定値あるいは電圧設定値を適切な値に設定してクロスオーバポイントを決定する必要があります。詳細は，23ページ“CC モード，CV モード”を参照してください。

OVP 設定値より負荷端子電圧は低いが OVP となる
出力端子電圧を確認してください。OVP 値は出力端子の電圧に対するものであり，負荷端子電圧に対するものではありません。負荷ケーブルの電圧降下によって負荷端子電圧は低くなります。OVP 値を設定するときは，負荷ケーブルの電圧降下を考慮した値にしてください。

負荷ケーブルは複数のケーブルを並列にて使用できるか？
1 本のケーブルでは電流容量が不足する場合は，2 本以上のケーブルを並列に接続して使用することができます。ただし，耐電圧を満たしたケーブルを使用した上で，同極のケーブル同士を平行して密着させて，更に長さが同じになるよ
うにしてください。 また，正極と負極のケーブルをツイスト(撚る)してください。
131

CM シリーズ 取扱説明書

確度が仕様を満たさない
周囲温度が+20℃～+30℃の範囲にあることを確認して，電源投入後 30 分以上経過してから使用してください。これらは，本製品の内部回路を安定動作させ，仕様を満たす状態にするために必要です。

132表示形式とメッセージ

表示形式とメッセージ
表示形式
7 セグ LED 表示のメッセージの文字は，下記のように表示されます。
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

(

)

+

-

,

メッセージ
表示部には，場合により以下のようなメッセージが現れることがあります。
メッセージ
MSG
001

MSG
002

LOCK
F-19

説明
出 力 ON 論 理 設 定 が F-94=0 ( ア ク テ ィ ブ ハ イ ) で ，
CONTROL I/O コネクタ 24 ピンがローレベルの時に，Output キーを押すとメッセージが表示されて出力 ON できません。
出 力 ON 論 理 設 定 が F-94=1 ( ア ク テ ィ ブ ロ ー ) で ，
CONTROL I/O コネクタ 24 ピンがハイレベルの時に，Output キーを押すとメッセージが表示されて出力 ON できません。
パネルロック設定が F-19=0 (出力 OFF のみ有効)の時，
Output キーを押すとメッセージが表示されて出力 ON で
きません。

133

CM シリーズ 取扱説明書

初期設定
初期設定一覧(工場出荷時設定)
設定項目
出力
LOCK
電圧
電流
OVP
OCP
ノーマル機能設定
出力 ON 遅延時間
出力 OFF 遅延時間
V-I モード
スルーレート選択

OFF
0 (無効)
0V
0A
最大値
最大値
設定番号
F-01
F-02

0.00 s0.00 sF-03

0 = CV 高速優先

上昇電圧スルーレート

F-04

下降電圧スルーレート

F-05

134

60.00 V/s (30 V モデル)
160.0 V/s (80 V モデル)
320.0 V/s (160 V モデル)
500.0 V/s (250 V モデル)
1600 V/s (800 V モデル)
60.00 V/s (30 V モデル)
160.0 V/s (80 V モデル)
320.0 V/s (160 V モデル)
500.0 V/s (250 V モデル)
1600 V/s (800 V モデル)

初期設定

上昇電流スルーレート

F-06

下降電流スルーレート

F-07

内部抵抗設定ブリーダ回路制御
ブザーON/OFF 制御
アベレージ設定
パネルロック設定
USB/GPIB 設定
リアパネル USB 設定
GPIB アドレス
LAN 設定LANDHCP
Socket 有効
Web サーバ有効
Web パスワード有効
Web パスワード

F-08
F-09
F-10
F-17
F-19

72.00 A/s (CM30-36)
144.0 A/s (CM30-72)
216.0 A/s (CM30-108)
27.00 A/s (CM80-13R5)
54.00 A/s (CM80-27)
81.00 A/s (CM80-40R5)
14.40 A/s (CM160-7R2)
28.80 A/s (CM160-14R4)
43.20 A/s (CM160-21R6)
9.000 A/s (CM250-4R5)
18.00 A/s (CM250-9)27.00 A/s (CM250-13R5)
2.880 A/s (CM800-1R44)
5.760 A/s (CM800-2R88)
8.640 A/s (CM800-4R32)
72.00 A/s (CM30-36)
144.0 A/s (CM30-72)
216.0 A/s (CM30-108)
27.00 A/s (CM80-13R5)
54.00 A/s (CM80-27)
81.00 A/s (CM80-40R5)
14.40 A/s (CM160-7R2)
28.80 A/s (CM160-14R4)
43.20 A/s (CM160-21R6)
9.000 A/s (CM250-4R5)
18.00 A/s (CM250-9)27.00 A/s (CM250-13R5)
2.880 A/s (CM800-1R44)
5.760 A/s (CM800-2R88)
8.640 A/s (CM800-4R32)
0.000 Ω
1 = ON
1 = ON
0 = Low
0 = 出力 OFF のみ有効

F-22
F-23

2 = USB 1.1/2.0 自動認識
8

F-36
F-37
F-57
F-59
F-60
F-61

1 = 有効1 = 有効1 = 有効1 = 有効1 = 有効0000
135

CM シリーズ 取扱説明書
電源投入時設定
CV 設定
F-90
CC 設定
F-91
電源 ON 時の出力F-92
マスタ･スレーブ設定
F-93
出力 ON 論理設定
F-94
電源スイッチトリップ設定 F-95

136

0 = パネル制御
0 = パネル制御
0 = 出力 OFF
0 = マスタ
0 = アクティブハイ
0 = 有効仕様

仕様
本製品の仕様，オプション，外形図を記載しています。

 少なくとも 30 分間のウォームアップが必要です。
 各仕様において確度を示した数値は，周囲温度 20℃～30℃の単体時に適用される保証値です。確度のないものは公称値または代表値（typ.と表示）です。
 [set]は設定値，[rdg]は読み値，[R.V.]は定格電圧，[R.C.]は定格電流，[F.S.]はフルスケールを示します。
 定電圧モード(または定電流モード)における最大電流(または最大電圧)は，以下の式により算出した値です。(ただし，定格電圧および定格電流以下)
定電圧(CV)モード：最大電流 = 定格出力電力／出力電圧
定電流(CC)モード：最大電圧 = 定格出力電力／出力電流 定格負荷は，次のとおりです。
定電圧(CV)モード：定格出力電圧を印加した時に，定格出力電力になる
抵抗負荷
定電流(CC)モード：定格出力電流を流した時に，定格出力電力になる抵
抗負荷

出力モード ............................................................................................. 139
各電圧モデルの出力範囲 ........................................................................ 139
出力定格 ................................................................................................. 140
設定確度 ................................................................................................. 140
計測確度 ................................................................................................. 141
設定分解能 / 計測分解能 ....................................................................... 142
リモート制御時設定分解能 / 計測分解能 .............................................. 142
表示確度 ................................................................................................. 143
負荷変動 ................................................................................................. 143
入力電圧変動 .......................................................................................... 144
出力電圧過渡応答................................................................................... 144
スルーレート .......................................................................................... 144
137

CM シリーズ 取扱説明書
出力応答時間 .......................................................................................... 145
出力抵抗模擬機能................................................................................... 145
温度係数 ................................................................................................. 146
出力リプルノイズ................................................................................... 146
電源入力 ................................................................................................. 147
直列/並列運転 ......................................................................................... 148
出力遅延機能 .......................................................................................... 148
保護機能 ................................................................................................. 148
リモートセンシング機能 ........................................................................ 149
アナログ制御 .......................................................................................... 149
外部制御入出力(CONTROL I/O) ............................................................. 150
外部インタフェース ............................................................................... 150
耐電圧・絶縁抵抗................................................................................... 151
安全および EMC 適合 ............................................................................ 151
動作環境 ................................................................................................. 151
外形，質量および端子台 ........................................................................ 152
オプション ............................................................................................. 153
外形寸法図 ............................................................................................. 154

138

仕様

出力モード
全モデル
定電圧(CV) / 定電流(CC)

出力モード

説明
定電圧モードでは一定の電圧を出力します。定電圧モード中は出力電流が変化しても出力電圧は一定値を保持します。負荷の抵抗値が低くなり定電圧を保持できなくなると，自動的に定電流モードに切り替ります。
定電流モードでは一定の電流を出力します。定電流モード中は出力電圧が変化しても出力電流は一定値を保持します。負荷の抵抗値が高くなり，定電流を保持できなくなると，自動的に定電圧モードに切り替ります。

定電圧(CV)

定電流(CC)

各電圧モデルの出力範囲
各電圧モデルの出力範囲を次に示します。

24

80 V モデル
36

72

108

4.5

35

20
15
10

10

30
25
20
15
10
5
0
Po…

5
0
0

20

60

40

100
20
40
60
80
0
Cur…

14.4

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

40

26.6

30
25
20
15
10
5
0
Po…

20

0

5

10

15

20

25

Current (A)1.44 2.88 4.32 4.5

21.6

30

45

40

35

100
20
40
60
80
0
Cur…

50

30
25
20
15
10
5
0
Po…

10

Current (A)15

Voltage (V)Type I
Type II
Type III9250
Type I
Type II
Type III

200
150
100

20

25

80

30
25
20
15
10
5
0
Po…

50
0

100
20
40
60
80
0
Cur…

13.5

250

160

Volt…

Voltage (V)80

250 V モデル

2.25 4.5 6.75 7.2

5

40.5

Type I
Type II
Type III0160 V モデル

0

27

13.5

60

120

100

80

Current (A)Voltage (V)Type I
Type II
Type III

25

9.0

90
80

30

Volt…

Voltage (V)

30

0

3

6

Volt…

12

Volt…

30 V モデル

Current (A)

9

12

100
20
40
60
80
0
Cur…

15

139

CM シリーズ 取扱説明書

800 V モデル
2.88

4.32
800
Type I
Type II
Type III
250

30
25
20
15
10
5
0
Po…

0

1

2

Volt…

Voltage (V)0.45 0.9 1.35 1.44
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Current (A)

3

4

100
20
40
60
80
0
Cur…

5

出力定格
Type I

CM30-36

CM80-13R5

CM160-7R2

30 V
36 A

80 V
13.5 A

160 V
7.2 A
360 W

250 V
4.5 A

800 V
1.44 A

CM30-72

CM80-27

CM160-14R4

CM250-9

CM800-2R88

30 V
72 A

80 V
27 A

160 V
14.4 A
720 W

250 V
9A

800 V
2.88 A

電圧
電流
電力
Type II
電圧
電流
電力
Type III

CM30-108

電圧
電流
電力

CM250-4R5 CM800-1R44

CM80-40R5 CM160-21R6 CM250-13R5 CM800-4R32

30 V
108 A

80 V
40.5 A

160 V
21.6 A
1080 W

250 V
13.5 A

800 V
4.32 A

Type I

CM30-36

CM80-13R5

CM160-7R2

CM250-4R5 CM800-1R44

電圧±(0.1% of set + 10 mV)±(0.1% of set+ 100 mV)±(0.1% of set+ 200 mV)

設定確度

電流

140

±(0.1% of set+ 30 mA)±(0.1% of set+ 10 mA)±(0.1% of set + 5 mA)±(0.1% of set+ 400 mV)±(0.1% of set+ 2 mA)仕様

Type II

CM30-72

CM80-27

電圧±(0.1% of set + 10 mV)

CM160-14R4

CM250-9

CM800-2R88±(0.1% of set+ 100 mV)±(0.1% of set+ 15 mA)±(0.1% of set+ 200 mV)±(0.1% of set+ 10 mA)±(0.1% of set+ 400 mV)±(0.1% of set+ 4 mA)電流±(0.1% of set+ 60 mA)±(0.1% of set+ 30 mA)

Type III

CM30-108

CM80-40R5 CM160-21R6 CM250-13R5 CM800-4R32

電圧
電流±(0.1% of set+ 40 mA)±(0.1% of set+ 100 mV)±(0.1% of set+ 20 mA)±(0.1% of set+ 200 mV)±(0.1% of set+ 15 mA)

CM80-13R5

CM160-7R2

CM250-4R5 CM800-1R44±(0.1% of set + 10 mV)±(0.1% of set+ 100 mA)±(0.1% of set+ 400 mV)±(0.1% of set+ 6 mA)

計測確度
Type I
電圧
電流

Type II
電圧
電流

Type III
電圧
電流

CM30-36±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg+ 100 mV)
+ 200 mV)
+ 400 mV)±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg±(0.1% of rdg±(0.1% of rdg + 5 mA)+ 30 mA)+ 10 mA)+ 2 mA)±(0.1% of rdg + 10 mV)

CM30-72

CM80-27

CM160-14R4

CM250-9

CM800-2R88±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg+ 100 mV)
+ 200 mV)
+ 400 mV)±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg+ 60 mA)+ 30 mA)+ 15 mA)+ 10 mA)+ 4 mA)±(0.1% of rdg + 10 mV)

CM30-108

CM80-40R5 CM160-21R6 CM250-13R5 CM800-4R32±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg+ 100 mV)
+ 200 mV)
+ 400 mV)±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg+ 100 mA)
+ 40 mA)+ 20 mA)+ 15 mA)+ 6 mA)±(0.1% of rdg + 10 mV)

注：PC からのリモート制御時に計測する確度。

141

CM シリーズ 取扱説明書

設定分解能 / 計測分解能
Type I

CM30-36

電圧電流Type II

CM80-13R5

CM160-7R2

CM250-4R5 CM800-1R44

10 mV
10 mA
CM30-72

電圧
電流100 mV
1 mA

CM80-27

CM160-14R4

CM250-910 mV

100 mV
10 mA

Type III

CM30-108

電圧
電流100 mA

CM800-2R88
1 mA

CM80-40R5 CM160-21R6 CM250-13R5 CM800-4R32

10 mV

100 mV
10 mA

1 mA

リモート制御時設定分解能 / 計測分解能
Type I
電圧
電流
Type II
電圧
電流
Type III
電圧
電流

CM30-36

CM80-13R5

CM160-7R2

1 mV

2 mV

3 mV
1 mA

5 mV

14 mV

CM30-72

CM80-27

CM160-14R4

CM250-9

CM800-2R88

1 mV

2 mV
2 mA

3 mV

5 mV

CM30-108
1 mV

14 mV
1 mA

CM80-40R5 CM160-21R6 CM250-13R5 CM800-4R32
2 mV
3 mA

注：PC からのリモート制御時。

142

CM250-4R5 CM800-1R44

3 mV

5 mV

14 mV
1 mA

仕様

表示確度
4 桁表示
Type I
電圧
電流

Type II
電圧
電流

Type III
電圧
電流

CM30-36

CM80-13R5

CM160-7R2

CM250-4R5 CM800-1R44±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg+ 100 mV)
+ 200 mV)
+ 400 mV)±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg±(0.1% of rdg±(0.1% of rdg + 5 mA)+ 40 mA)+ 20 mA)+ 2 mA)±(0.1% of rdg + 20 mV)

CM30-72

CM80-27

CM160-14R4

CM250-9

CM800-2R88±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg+ 100 mV)
+ 200 mV)
+ 400 mV)±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg+ 70 mA)+ 40 mA)+ 30 mA)+ 10 mA+ 4 mA)±(0.1% of rdg + 20 mV)

CM30-108

CM80-40R5 CM160-21R6 CM250-13R5 CM800-4R32±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg+ 100 mV)
+ 200 mV)
+ 400 mV)±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg ±(0.1% of rdg+ 100 mA)
+ 50 mA)+ 30 mA)+ 20 mA)+ 6 mA)±(0.1% of rdg + 20 mV)

負荷変動
Type I

CM30-36

CM80-13R5

CM160-7R2

電圧
電流

20 mV
41 mA

45 mV
18.5 mA

85 mV
12.2 mA

130 mV
9.5 mA405 mV6.44 mA

Type II

CM30-72

CM80-27

CM160-14R4

CM250-9

CM800-2R88

電圧
電流

20 mV
77 mA

45 mV
32 mA

85 mV
19.4 mA

130 mV
14 mA

405 mV
7.88 mA

Type III

CM30-108

電圧
電流

20 mV
113 mA

CM250-4R5 CM800-1R44

CM80-40R5 CM160-21R6 CM250-13R5 CM800-4R32
45 mV
45.5 mA

85 mV
26.6 mA

130 mV18.5 mA

405 mV
9.32 mA

注：無負荷と定格負荷における変動，電圧測定はリモートセンシングの検出点，電源入力電圧一定にて。
143

CM シリーズ 取扱説明書

入力電圧変動Type I

CM30-36

CM80-13R5

CM160-7R2

電圧
電流

18 mV
41 mA

43 mV
18.5 mA

83 mV
12.2 mA

128 mV
9.5 mA403 mV6.44 mA

Type II

CM30-72

CM80-27

CM160-14R4

CM250-9

CM800-2R88

電圧
電流

18 mV
77 mA

43 mV
32 mA

83 mV
19.4 mA

128 mV
14 mA

403 mV
7.88 mA

Type III

CM30-108

電圧
電流

18 mV
113 mA

CM250-4R5 CM800-1R44

CM80-40R5 CM160-21R6 CM250-13R5 CM800-4R32
43 mV
45.5 mA

83 mV
26.6 mA

128 mV18.5 mA

403 mV
9.32 mA

注：電源入力 85 V～132 V 間または 170 V～265 V 間での変動に対して, 負荷一定にて。

出力電圧過渡応答
30 V / 80 V モデル

160 V / 250 V / 800 V モデル

≦1 ms

≦2 ms

時間

注：定電圧モード，負荷を定格の 50%から 100%に変化させたときに，出力電圧が±(0.1% of R.V. + 10 mV)内に復帰する時間。

スルーレート
CC，CV モードについて立ち上がり/立ち下がり個別に設定をすることができます。また設定値の有効/無効(最速)の選択ができます。
Type I
CM30-36
CM80-13R5 CM160-7R2 CM250-4R5 CM800-1R44
電圧
電流

144

0.01 V/s～
60.00 V/s
0.01 A/s～
72.00 A/s

0.1 V/s～
160.0 V/s
0.01 A/s～
27.00 A/s

0.1 V/s～
320.0 V/s
0.01 A/s～
14.40 A/s

0.1 V/s～
500.0 V/s
0.001 A/s～
9.000 A/s

1 V/s～
1600 V/s
0.001 A/s～
2.880 A/s

仕様

Type II

CM30-72

CM80-27

CM160-14R4

CM250-9

CM800-2R88

電圧0.01 V/s～
60.00 V/s
0.1 A/s～
144.0 A/s

0.1 V/s～
160.0 V/s
0.01 A/s～
54.00 A/s

0.1 V/s～
320.0 V/s
0.01 A/s～
28.80 A/s

0.1 V/s～
500.0 V/s
0.01 A/s～
18.00 A/s

1 V/s～
1600 V/s
0.001 A/s～
5.760 A/s

Type III

CM30-108

CM80-40R5 CM160-21R6 CM250-13R5 CM800-4R32

電圧

0.01 V/s～
60.00 V/s
0.1 A/s～
216.0 A/s

0.1 V/s～
160.0 V/s
0.01 A/s～
81.00 A/s

電流

電流0.1 V/s～
320.0 V/s
0.01 A/s～
43.20 A/s

0.1 V/s～
500.0 V/s
0.01 A/s～
27.00 A/s

1 V/s～
1600 V/s
0.001 A/s～
8.640 A/s

注：外部電圧・外部抵抗によって電圧・電流を設定する場合，スルーレート設
定は無効になります。

出力応答時間30 V / 80 V モデル 160 V モデル 250 V モデル 800 V モデル
立ち上が 無負荷
り時間 定格負荷
立ち下が 無負荷
り時間 定格負荷≦50 ms≦500 ms≦50 ms≦100 ms≦1000 ms
≦100 ms≦1200 ms
≦150 ms≦150 ms≦2000 ms
≦300 ms

注：スルーレート制御 OFF の場合。
出力電圧波形の 10%～90%または 90%～10%，定格出力電圧，定格出力電流，定格抵抗負荷にて。

出力抵抗模擬機能
CV モード時に，出力端子に直列接続された出力抵抗を模擬することができます。
Type I

CM30-36

CM80-13R5

CM160-7R2

CM250-4R5 CM800-1R44

抵抗0.000 ～0.833 0.000 ～5.926 0.00 ～22.22 0.00 ～55.55 0.0 ～
555.5 Type II

CM30-72

CM80-27

CM160-14R4

CM250-9

CM800-2R88

抵抗0.000 ～0.417 0.000 ～2.963 0.00 ～11.11 0.00 ～27.77 0.0 ～
277.8 145

CM シリーズ 取扱説明書

Type III

CM30-108

CM80-40R5 CM160-21R6 CM250-13R5 CM800-4R32

抵抗0.000 ～0.278 0.000 ～1.975 0.000 ～7.407 0.00 ～18.51 0.0 ～
185.1 温度係数
全モデル
100 ppm/˚C (R.V.にて)
200 ppm/˚C (R.C.にて)電圧(typ.)電流(typ.)

出力リプルノイズType I(p-p)(rms)
電流 (rms)
電圧

Type II(p-p)(rms)
電流 (rms)
電圧

Type III
(p-p)
(rms)
電流 (rms)
電圧CM30-36

CM80-13R5≦60 mV≦7 mV≦72 mA≦27 mA
CM30-72

CM80-27≦80 mV≦11 mV≦144 mA≦54 mA
CM30-108

CM80-40R5≦100 mV≦14 mV≦261 mA≦81 mA

CM160-7R2

CM250-4R5

CM800-1R44≦12 mV≦15 mA≦80 mV≦15 mV≦10 mA≦150 mV≦30 mV≦5 mA

CM160-14R4

CM250-9

CM800-2R88≦100 mV≦15 mV≦30 mA≦20 mA≦200 mV≦30 mV≦10 mA

CM160-21R6

CM250-13R5

CM800-4R32≦20 mV≦45 mA≦120 mV≦15 mV≦30 mA≦200 mV≦30 mV≦15 mA

注：p-p 値 周波数帯域幅 10 Hz～20 MHz，rms 値 周波数帯域幅 5 Hz～1 MHz に
て。

146

仕様

電源入力
Type I
定格入力
入力電圧範囲入力周波数範囲
出力保持時間入力電流(定格負荷にて)最大消費電力力率(typ.)効率(typ.)
突入電流

Type II
定格入力
入力電圧範囲入力周波数範囲
出力保持時間入力電流(定格負荷にて)最大消費電力力率(typ.)効率(typ.)
突入電流

Type III
定格入力
入力電圧範囲入力周波数範囲
出力保持時間入力電流(定格負荷にて)最大消費電力力率(typ.)効率(typ.)
突入電流

CM30-36

CM80-13R5

CM160-7R2

CM250-4R5

CM800-1R44

100 V ～ 240 V，50 Hz または 60 Hz，単相
85 V ～ 265 V
47 Hz ～ 63 Hz≧20 ms（定格負荷にて）100 V 時：5 A
200 V 時：2.5 A
500 VA
100 V 時：0.99
200 V 時：0.97
100 V 時：77% 100 V 時：78% 100 V 時：79% 100 V 時：79% 100 V 時：80%
200 V 時：79% 200 V 時：80% 200 V 時：81% 200 V 時：81% 200 V 時：82%≦25 Apeak
CM30-72

CM80-27

CM160-14R4

CM250-9

CM800-2R88

100 V ～ 240 V，50 Hz または 60 Hz，単相
85 V ～ 265 V
47 Hz ～ 63 Hz≧20 ms（定格負荷にて）100 V 時：10 A
200 V 時：5 A
1000 VA
100 V 時：0.99
200 V 時：0.97
100 V 時：77% 100 V 時：78% 100 V 時：79% 100 V 時：79% 100 V 時：80%
200 V 時：79% 200 V 時：80% 200 V 時：81% 200 V 時：81% 200 V 時：82%≦50 Apeak
CM30-108

CM80-40R5 CM160-21R6 CM250-13R5 CM800-4R32
100 V ～ 240 V，50 Hz または 60 Hz，単相
85 V ～ 265 V
47 Hz ～ 63 Hz≧20 ms（定格負荷にて）100 V 時：15 A
200 V 時：7.5 A
1500 VA
100 V 時：0.99
200 V 時：0.97
100 V 時：77% 100 V 時：78% 100 V 時：79% 100 V 時：79% 100 V 時：80%
200 V 時：79% 200 V 時：80% 200 V 時：81% 200 V 時：81% 200 V 時：82%≦75 Apeak147

CM シリーズ 取扱説明書

直列/並列運転30 V / 80 V / 160 V モデル
直列運転
並列運転

250 V / 800 V モデル

マスタ機を含めて 2 台までマスタ機を含めて 3 台まで

不可

注：直列運転および並列運転は同一モデルのみ。

出力遅延機能全モデル
遅延時間設定範囲

00.00 s ～ 99.99 s

注：遅延時間は 0 s から設定できますが，設定値と実際の遅れ時間が一致するのは約 30 ms 以上（出力オン遅延），約 50 ms 以上（出力オフ遅延）に設定した場合です。また，外部電圧・外部抵抗によって電圧・電流を設定する
場合，出力遅延機能は無効になります。

保護機能
保護機能を動作させた場合，「ALM」アイコンがディスプレイに表示されます。
全モデル
過電圧保護
(OVP)
過電流保護
(OCP)
過熱保護
(OHP)
電源入力電圧
低下保護
出力電力
リミット

動作

出力オフまたは電源スイッチトリップ
定格出力電圧の 10% ～ 110%
設定範囲(250 V / 800 V モデルは 20 V ～ 定格出力電圧の 110%)動作
出力オフまたは電源スイッチトリップ
定格出力電流の 10% ～ 110%
設定範囲
(CM30-72 / CM30-108 は 5 A ～ 定格出力電流の 110%)動作

出力オフまたは電源スイッチトリップ

動作

出力オフ

動作
保護値

出力電力を制限定格出力電力の約 105%

注：過電流保護は，出力短絡など急激な負荷変動時に起こる CM シリーズに内蔵された出力コンデンサの放電ピーク電流に対しては動作しません。
148

仕様

リモートセンシング機能
最大補償電圧30 V / 80 V / 160 V モデル

250 V / 800 V モデル

約 0.6 V

約 1.0 V

注：片側，および両側での補償値です。

アナログ制御電圧制御
全モデル
入力電圧範囲
出力電圧確度線形性
出力電流確度線形性

0 V ～ 10 V
±0.5% of R.V.
±1.0% of R.C.

抵抗制御
全モデル
抵抗範囲
出力電圧確度線形性
出力電流確度線形性

0 k～ 10 k±1.5% of R.V.
±1.5% of R.C.

モニタ出力
30 V / 80 V / 160 V モデル
出力インピーダンス
出力電流最大値
フルスケール
電圧
ゲイン
電流
電圧確度
電流確度

250 V / 800 V モデル

1 k
10 mA
10 V
出力電圧÷R.V.×10
出力電流÷R.C.×10±1% of F.S.
±1% of F.S.

±2% of F.S.
±2% of F.S.

149

CM シリーズ 取扱説明書

外部制御入出力(CONTROL I/O)
項目

制御入力

状態出力

端子

説明

入力レベル
入力インピーダンス
極性
出力オンオフ*制御
シャットダウンTTL
10 kで+5 V にプルアップ*印の状態のみ極性反転可能
ﾛｰ：オン，ﾊｲ：オフ
ﾛｰ：電源スイッチトリップ(または出力オフ)
出力インピーダンス 1 k
電源オンオフﾛｰ：オン，ﾊｲ：オフ
出力オンオフﾛｰ：オン，ﾊｲ：オフ
状態 保護動作
ﾛｰ：動作，ﾊｲ：なし
CV 動作
ﾛｰ：オン，ﾊｲ：オフ
CC 動作
ﾛｰ：オン，ﾊｲ：オフ
Mil 26-pin コネクタ(リアパネル)

注：状態出力はオープンコレクタ出力(フォトカプラ)です。状態確認するためには，外部電源を用いる必要があります。

外部インタフェース
外部コンピュータからの制御を行うためのインタフェースです。LAN および
USB インタフェースを標準装備しています。
USB インタフェース(USB1.1/USB2.0)
全モデル
コネクタ
USB クラス

タイプ B
CDC (通信デバイスクラス)

LAN
全モデル
機能，設定項目150

MAC Address(表示のみ)，DHCP 機能オンオフ，IP Address，
DNS IP Address，Web Server 機能オンオフ，Web Password，Gateway IP Address， Subnet Mask

仕様
GPIB インタフェース(オプション，GPIB アダプタ使用)
説明・選択値
アドレス0 ～ 30

耐電圧・絶縁抵抗
耐電圧
30 V / 80 V / 160 V モデル

250 V / 800 V モデル

AC 1500 V，1 分間
AC 3000 V，1 分間
DC 500 V，1 分間

AC 1500 V，1 分間
AC 3000 V，1 分間
DC 1500 V，1 分間

30 V / 80 V / 160 V モデル

250 V / 800 V モデル

電源入力 対 筐体間
電源入力 対 出力間
出力 対 筐体間
絶縁抵抗
電源入力 対 筐体間
電源入力 対 出力間
出力 対 筐体間

100 M以上(DC 500 V)
100 M以上(DC 500 V)
100 M以上(DC 500 V)

100 M以上(DC 1000 V)

安全および EMC 適合
全モデル
安全性

EMC

以下の規格要求に適合
EN 61010-1: 2010
EN 61010-2-030: 2010
以下の規格要求に適合
EN 61326-1: 2013
EN 61326-2-1: 2013
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

動作環境
全モデル
動作環境
高度
動作温度・湿度
保管温度・湿度

屋内使用
2000 m 以下
0˚ C ～ 50˚ C，20% ～ 85% RH 結露はないこと− 25˚ C ～ 70˚ C，90% RH 以下 結露はないこと

151

CM シリーズ 取扱説明書

外形，質量および端子台
Type I
外形寸法(W×H×D)質量
電源入力端子
出力端子
センシング
入力端子
Type II
外形寸法(W×H×D)質量
電源入力端子
出力端子
センシング
入力端子
Type III
外形寸法(W×H×D)質量
電源入力端子
出力端子
センシング
入力端子

152

CM30-36

CM80-13R5

CM160-7R2

CM250-4R5

CM800-1R44

71×124×351 mm
約 3 kgAC インレット
M8 ボルト，M4 ねじ
M3 ねじ

CM30-72

9 ピンコネクタ
9 ピンコネクタ

CM80-27

CM160-14R4

CM250-9

CM800-2R88

142×124×351 mm
約 5.3 kg
AC インレット
M8 ボルト，M4 ねじ
M3 ねじ

CM30-108

9 ピンコネクタ
9 ピンコネクタ

CM80-40R5

CM160-21R6 CM250-13R5 CM800-4R32

213×124×351 mm
約 7.5 kg
M4 ねじ
M8 ボルト，M4 ねじ
M3 ねじ

9 ピンコネクタ
9 ピンコネクタ

仕様

オプション
部品番号

オプション名説明
GPIB を USB に変換するアダプタです。GPIB
10YTPA0011864 GPIB-USB アダプタ
でこの製品をコントロールすることができます。
フロントに出力端子を拡張することができま
10YTPA0012068 フロント拡張端子
す。本体側面に磁石で固定します。バナナ端子にて 30A まで使用できます。
フロント拡張端子
250 V / 800 V モデル用のフロント拡張端子で10YTP0000006Z（高電圧用）す。10A まで使用できます。
ラックマウントキット この製品を JIS 規格対応のラックにマウント
10YTPA0012072(JIS)するためのキットです。
ラックマウントキット この製品を EIA 規格対応のラックにマウント
10YTPA0012073(EIA)するためのキットです。
USB ケーブルです。この製品に接続する側がアングルタイプ(L 型)になっていますので，出10YTPA0012074 USB ケーブル
力端子カバーに干渉することなく使用できます。
エアフィルタ
1 枚入りの交換用エアフィルタで，操作パネル
10YTPA0012075（小，全モデル共通） の下側吸気口用です。
1 枚入りの交換用エアフィルタで，TypeⅡ/ Ⅲ
エアフィルタ10YTPA0012076の吸気口用です。TypeⅢの場合は 2 枚必要で
（大，Type II / III 用）
す。
10YTPA0012254 2 台直列運転ケーブル 2 台を直列運転することができます。
10YTP0000007Z 2 台並列運転ケーブル 2 台を並列運転することができます。
10YTP0000008Z 3 台並列運転ケーブル 3 台を並列運転することができます。
注：全てのオプションは，本体のご注文時またはご購入後に購入することが可
能です。

153

CM シリーズ 取扱説明書

外形寸法図
Type I (360 W)(コントロール I/O コネクタ保護カバー装着時)

寸法単位：(mm)CM30-36/CM80-13R5/CM160-7R2

154

仕様

寸法単位：(mm)CM250-4R5/CM800-1R44

155

CM シリーズ 取扱説明書

Type II (720 W)(コントロール I/O コネクタ保護カバー装着時)

寸法単位：(mm)CM30-72/CM80-27/CM160-14R4

156

仕様

寸法単位：(mm)CM250-9/CM800-2R88

157

CM シリーズ 取扱説明書

Type III (1080 W)(コントロール I/O コネクタ保護カバー装着時)

寸法単位：(mm)CM30-108/CM80-40R5/CM160-21R6

158

仕様

寸法単位：(mm)CM250-13R5/CM800-4R32

159

保

証

この製品は，株式会社 ＮＦ千代田エレクトロニクスが十分な試験および検査を行って出荷しております。
万一製造上の不備による故障または輸送中の事故などによる故障がありましたら，当社または当社販売代理店までご連絡ください。
当社または当社販売代理店からご購入された製品で，正常な使用状態において発生した部品および製造上の不備による故障など，当社の責任に基づく不具合については納入後 1 年間の保証をいたします。
この保証は，保証期間内に当社または当社販売代理店にご連絡いただいた場
合に，無償修理をお約束するものです。
なお，この保証は日本国内においてだけ有効です。日本国外で使用する場合
は，当社または当社販売代理店にご相談ください。
次の事項に該当する場合は，保証期間内でも有償となります。
 取扱説明書に記載されている使用方法または注意事項（定期点検や消耗部品の保守・交換を含む）に反する取扱いや保管によって生じた故障
 お客様による輸送や移動時の落下，衝撃などによって生じた故障，損傷
 お客様によって製品に改造（プログラム変更を含む）が加えられている
場合，当社および当社指定サービス業者以外による修理がなされている
場合の故障
 外部からの異常電圧，またはこの製品に接続されている外部機器（ソフトウェアを含む），お客様からの支給部品または指定部品の影響による故障 当社製品が組み込まれているお客様の機器が業界通念上備えるべきと判断される機能・構造および法規制による安全装置を備えていれば回避できたと認められる故障
 腐食性ガス・有機溶剤・化学薬品等の雰囲気環境下での使用による腐食等による故障，外部より侵入した動物が原因で生じた故障
 火災，地震，水害，落雷，暴動，戦争行為，およびその他天災地変などの不可抗力的事故による故障，損傷
 当社出荷時の科学技術水準では予見できなかった事由による故障
 ファン，電池などの消耗品の補充・交換
保証期間を問わず，当社製品の故障に起因するお客様での機会損失・逸失利益・
二次災害・当社製品以外への損傷，お客様による交換作業・現地機械設備の再調整，試運転等に対する補償については，保証責務外とさせて頂きます。

修理にあたって
万一不具合があり，故障と判断された場合やご不明な点がありましたら，当社または当社販売代理店にご連絡ください。
ご連絡の際は，型式名(または製品名)，製造番号(銘板に記載の SERIAL NO.)とできるだけ詳しい症状やご使用の状態をお知らせください。
修理期間はできるだけ短くするよう努力しておりますが，ご購入後 5 年以上経過している製品のときは，補修パーツの品切れなどによって，日数を要する場合があります。
また，補修パーツが製造中止の場合，著しい破損がある場合，改造された場
合などは修理をお断りすることがありますのであらかじめご了承ください。

お 願 い・ 取扱説明書の一部または全部を，無断で転載または複写することは固くお断りします。
・ 取扱説明書の内容は，将来予告なしに変更することがあります。
・ 取扱説明書の作成に当たっては万全を期しておりますが，内容に関連して発生した損害などについては，その責任を負いかねますのでご了承ください。
もしご不審の点や誤り，記載漏れなどにお気付きのことがございました
ら，お求めになりました当社または当社代理店にご連絡ください。

CM シリーズ 取扱説明書
株式会社 ＮＦ千代田エレクトロニクス〒171-0021 東京都豊島区西池袋 3-1-13 西池袋パークフロントビル 7 階
TEL 03-6907-1401
https://www.chiyoda-electronics.co.jp/
C Copyright 2014-2022, NF Chiyoda Electronics Co., Ltd.
◯https://www.chiyoda-electronics.co.jp/

株式会社 ＮＦ千代田エレクトロニクス〒171-0021 東京都豊島区西池袋 3 丁目 1 番 13 号 西池袋パークフロントビル 7 階
TEL 03(6907)1401