音圧レベル計測アンプ NA-42

高精度な音響計測に幅広く対応
音圧レベル計測アンプ

NA-42

さまざまなマイクロホンの接続に対応
一般音響計測や環境騒音測定に必要なA、C、FLATの周波数重み付け特性、F（Fast）、S（Slow）、（Impulse）Iの時間重み付け特性を備えます。
音圧レベルや騒音レベルの最大値、ピーク音圧レベルの測定モードが選択できます。
持ち運び可能なボックスタイプで、電源に乾電池または、付属のACアダプタを使用します。
研究用、現場用を問わず広範囲な測定に対応します。

小数点 ２けた表示画面
NA-42は幅広い測定周波数範囲と測定レベル範囲を持ち、さまざまなマイクロ音圧レベル計測アンプ

NA-42

ホンの接続に対応した音響計測用の測定器です。生産現場や、研究開発室で精密騒音測定に幅広く使用できます。低ノイズマイクロホンUC-34P、UC-57のほか、100 kHzまで測定可能なマイクロホンUC-29/54など、多様なマイクロホンが接続可能です。

特長■ 測定周波数、測定レベルの範囲が広く、測定目的に応じたさまざまなマイクロホン（低音圧レベルから高音圧レベルまで）の接続が可能。
■ 測定値は、小数点以下の表示を1けた、2けた（高分解能表示）に切り替え可能。
■ 出力に交流・直流出力のほか、シリアル通信機能、コンパレータ出力機能を搭載。
計測システムや、監視システムなどにも対応可能。
■ 大型液晶画面に測定値、設定条件を表示。バックライトによる見やすい表示画面。
■ 単2形乾電池4本（アルカリ乾電池）で約14時間の連続使用が可能。ACアダプタを使用した場合の停電時動作保証機能付き

20 dB表示画面

50 dB表示画面

リアパネル

マイクロホンおよびプリアンプの組み合わせ
１インチマイクロホン

風雑音の防止１/2 インチマイクロホン

校正器

風雑音の防止／校正器

PISTONPHONE

風雑音の防止

UC-30
UC-31

NC-72B

１/4 インチマイクロホン

校正器

PISTONPHONE

風雑音の防止校正器

NC-72BPISTONPHONE

NC-72Bに対応

ピストンホン

ピストンホン

音響校正器

NC-72B

NC-72B

1/2インチマイクアダプタ

音響校正器

防風スクリーン

NC-75

WS-01

マイクロホン（WS-10

1/2インチノーズコーン

UA-31

NC-72-S26
（付属）

UC-30
UC-31
UC-33P

UC-27

UC-34P
プリアンプ
NH-34付防風スクリーン）

ピストンホン

NC-75

音響校正器

NC-72B

NC-75

1/4インチマイクアダプタ

1/2インチマイクアダプタ

NC-75-022

WS-05

（付属）

UC-52
UC-57
UC-59

1/4インチマイクアダプタ

NC-72-S27

防風スクリーン

NC-75-S11（付属）（オプション）

UC-29

UA-12

UA-12

変換アダプタ

UC-54

UA-10

フレキシブルロッド

プリアンプ

NH-04B
NH-05B
NH-12A
NH-17
NH-17A

NH-06B NH-04B NH-12A（1.5 m）

NH-04B
NH-05B

NH-12A（1.5 m）

NH-17Aに対応

NH-17

NH-05B

UA-20

（5 m）

延長コード

延長コード

EC-04CEC-04（30 m、リール付き）（2 m）

EC-04D

EC-04A（50 m、リール付き）（5 m）

EC-04E

EC-04B（10 m）（100 m、リール付き）

NA-42

各種マイクロホンとの組み合わせによる仕様
直線動作全範囲はA特性で規定、過負荷マージンは含まず

レベルレンジ設定表
内のレンジはプリアンプ電源±45 Ｖの時のみの設定です

型式

直線動作全範囲

周波数範囲

UC-59

28 dB〜145 dB

10 Hz 〜20 kHz

精密騒音測定プリアンプゲイン マイクロホン感度

UC-52

28 dB〜146 dB

20 Hz 〜8 kHz

普通騒音測定0 dB/20 dB

UC-34P

10 dB〜112 dB

10 Hz 〜12.5 kHz

超低騒音レベル測定-19.9 〜-10.0

60

70

8090

100110120130UC-29

50 dB〜164 dB

20 Hz 〜100 kHz＊1

超音波測定および高音圧レベル測定-29.9 〜-20.0

7080

90100110120130140

UC-54

51 dB〜164 dB

20 Hz 〜100 kHz＊1

超音波測定および高音圧レベル測定-39.9 〜-30.0

8090100110120130140150

UC-27

20 dB〜145 dB

5 Hz 〜12.5 kHz

低騒音レベル測定-49.9 〜-40.0

90100110120130140150160

UC-57

22 dB〜132 dB

10 Hz 〜16 kHz

低騒音レベル測定（16 kHzまで）-59.9 〜-50.0 100

110120130140150160

170

UC-31

34 dB〜155 dB

10 Hz 〜35 kHz

高音圧レベル測定-69.9 〜-60.0 110

120130140150160

170

180

405060708090

1005060708090100110＊1 マイクロホン先端のグリットを外した場合の数値

目的別マイクロホンの用途

条0 dB件レベルレンジ（dB）

dB-19.9 〜-10.0
20 dB（UC-34P） -29.9 〜-20.0オプション仕様
規格

周波数重み付け特性（A/C）、時間重み付け特性（Fast：測定機能

F、Slow：S）はJIS C 1509-1クラス1、IEC 61672-1
class1の電気特性に対応
音圧レベルLp、騒音レベルの最大値Lmax、ピーク音圧レベルLpeak
プリアンプ電源電圧±12 Vと±45 Vの切替式
マイクロホンバイアス電圧30/60/200 V

周波数範囲
周波数重み付け特性
測定レベル範囲

1 Hz 〜 100 kHz（本体特性）
A、C、FLAT
各種マイクロホンとの組み合わせによる自己雑音レベル

各種マイクロホンとの組み合わせによる自己雑音A特性 : 1.5 μVrms以下（マイク、プリアンプを除いた本体部のみ）

C特性 : 1.5 μVrms以下
FLAT特性 : 7 μVrms以下

名型式

EC-04（2 m〜）

外部入力アダプタ

UA-01
NC-75

音響校正器
ピストンホン

NC-72B

防風スクリーン
マイクロホンプリアンプ

プリアンプ用入力端子

入力部

品

7Pマイクロホン延長コード＊

各種
各種
各種

希望小売価格（税別）

12,000円〜
13,000円
100,000円
370,000円
3,500円〜
お問い合わせください
お問い合わせください

FLAT特性（HPF20 Hz、LPF20 kHz）: 2.5 μVrms以下
時間重み付け特性
実効値検出回路
フィルタ

F（Fast）、S（Slow）、I（Impulse）
デジタル演算方式
ハイパスフィルタ（3次バタワース20 Hz）
ローパスフィルタ（3次バタワース20 kHz）

校正
マイクロホン感度の設定範囲

内部発振器1 kHz正弦波による電気的校正

出力

交流出力（BNC端子）

フルスケール 1 Vrms
出力抵抗600 Ω、負荷抵抗10 kΩ以上

直流出力（BNC端子）

フルスケール 6 V（1 V/10 dB）−69.99 dB 〜 −10.00 dB（0.01 dBステップ）

出力抵抗50 Ω、負荷抵抗10 kΩ以上
外部フィルタ入出力端子

BNC端子
出力抵抗600 Ω、入力抵抗100 kΩ

インタフェースシリアル通信（コンピュータによる設定制御およびデータ出力）

コンパレータ機能
表示器 液晶表示

コネクタ（Dsub-9pin）
音圧レベル判定によるコンパレータ出力（M3ねじの端子台）
小数点以下2けた表示と1けた表示の切り替え可能
目盛範囲50 dBまたは20 dBの切り替え可能

バーグラフ
その他
電源
電池寿命

各設定情報を表示、バックライト付
単2形乾電池4本、ACアダプタ（付属）アルカリ電池（LR14）連続使用 約14時間
マンガン電池（R14P）連続使用 約6時間

使用温湿度範囲−10 ℃ 〜 ＋50 ℃、10 ％ 〜 90 ％RH（結露のないこと）

大きさ・重さ付属品
希望小売価格（税別）

171（H）×120（W）×236（D）ｍｍ・1.8 kg（電池含まず）
ACアダプタ×1、収納ケース×1、単2形乾電池×4
700,000円

当社は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関（IAJapan）
は、
アジア太平洋認定協力機構（APAC）
及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。当社の品質保証室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0197は品質保証室の認定番号です。

https://svmeas.rion.co.jp/＊本カタログに掲載されている価格はメーカが希望する小売価格です。＊本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。＊本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

技術相談受付

0120 -26 -1566

当社の休日および土・日・祝日を除く
9：00 〜12：00 / 13：00 〜17：00

本社・営業部〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
TEL.042-359-7887
FAX.042-359-7458

西日本営業所〒530-0001 大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 5 号 横山ビル
TEL.06-6346-3671
FAX.06-6346-3673

東海営業所〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号 和波ビル
TEL.052-232-0470
FAX.052-232-0458

九州リオン（株） 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町 5 番 18 号
TEL.092-281-5366
FAX.092-291-2847

この印刷物は環境に配慮したUVインキを使用しています。

0808-162403.P.D

上海理音科技有限公司

郵編200233 中国上海市徐匯区宜山路900号 科技産業化大楼 C区501室
TEL.021-5423-5082
FAX.021-5423-5266

修理・再校正のお問い合わせ窓口〒192-0918 東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号
TEL.042-359-7898
FAX.042-359-7458