Información técnica

Identificación Positiva de Materiales (prueba PMI)
Hoja técnica WIKA IN 00.39

La identificación Positiva de Materiales, o prueba PMI
Positive Material Identification, es óptimo para averiguar la
trazabilidad de componentes. Este ensayo no destructivo
sirve como prueba de los componentes de aleación delmaterial, confirmando el análisis de fusión del material
contenido en el certificado 3.1. Esto es importante, porque laidentificación incorrecta de materiales puede causar un daño
considerable y, por lo tanto, debe evitarse en aplicaciones
relevantes para la seguridad. Para analizar vainas se utilizan
en la práctica dos métodos.
■■ Análisis de fluorescencia de rayos X (RFA)El análisis de fluorescencia de rayos X excita los átomosdel material de la vaina mediante radiación de rayos X paraque generen su propia radiación, sin dañar la superficie delmetal.
La longitud de las ondas y la intensidad de la radiación
son indicadores de los componentes de la aleación y su
concentración.
Elementos identificacbles:
Aceros: Nb/Cb, Cu, Cr, Fe, Mn, Mo, Ni, Ti, W
Materiales de cobre: Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sn, Zn, ZrPrueba de PMI: Análisis de fluorescencia del bulbo
de la vaina

Hoja técnica WIKA IN 00.39 ∙ 12/2018

Página 1 de 2

■■ Espectrometría de emisión óptica (OES)

En el análisis espectral se enciende un arco eléctric entre
la superficie de la vaina y un electrodo de tungsteno enel aparato de prueba, cuyo espectro permite identificar
cualitativa y cuantitativamente los elementos de aleación,incluido el carbono.
La característica de la OES es la marca restante en elcomponente, de aproximadamente 5 mm [0.020"] dediámetro.
Elementos identificacbles:Aceros: Al, C, Cu, Cr, Fe, Mn, Mo, Nb/Cb, Ni, P, S, Si, Ti, W
Materiales de cobre: Al, Be, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Pb, S, Si,Sn, Zn, Zr
Prueba PMI: Análisis espectral de una vaina de bridamodelo TW10Los diferentes tipos de vainas requieren variados puntos de prueba1) debido a su diseño diferente y a las opciones de prueba.
Tipo de vaina

Análisis de fluorescencia de rayos X (RFA)

Análisis espectral (OES)

TW10, TW55-7

3 puntos de verificación■■ Vaina■■ Brida■■ Parte superior de soldadura

2 puntos de verificación■■ Vaina■■ Brida

TW15, TW20, TW25, TW30, TW31,
TW50, TW55-6

1 punto de verificación■■ Vaina

1 punto de verificación■■ Vaina

TW35, TW45

3 puntos de verificación■■ Vaina■■ Racor (rosca)■■ Culata

2 puntos de verificación■■ Vaina■■ Racor (rosca)

TW40

3 puntos de verificación■■ Vaina■■ Brida■■ Culata

2 puntos de verificación■■ Vaina■■ Brida

TW70-K

2 puntos de verificación■■ Vaina■■ Culata

1 punto de verificación■■ Vaina

TW70-L, TW70-M

3 puntos de verificación■■ Vaina■■ Brida/racor (rosca)■■ Culata

2 puntos de verificación■■ Vaina■■ Racor (rosca)

04/2019 ES based on 12/2018 EN1) Pruebas adicionales a petición© 12/2018 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos los derechos reservados.
Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicación.
Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos y materiales.

Hoja técnica WIKA IN 00.39 ∙ 12/2018

Página 2 de 2

Instrumentos WIKA S.A.U.
C/Josep Carner, 11-1708205 Sabadell Barcelona
Tel. +34 933 9386-30
Fax: +34 933 9386-66
info@wika.es
www.wika.es