Da Vinci Xi
Define a newstandard.

1Define a new standard
Da Vinci Xi サージカルシステム （以下 da Vinci Xi ） は、 ダビンチロ
ボット支援手術で実施される多様な術式をフレキシブルにサポートすることを目的として第 4 世代のテクノロジーを完全に統合したプラットフォー
ムです。 Da Vinci Xi はより広範なアナトミカルアクセスにより効率的な運用をサポートします。 1
この第 4 世代システムには、 da Vinci サージカルシステムならではの高度な 3DHD ビジョンやリスト機能付きインストゥルメントなどが、 フレキシブルなモジュール形式で統合されています。

汎用性の高い本システムにより、 低侵襲手術の新たなスタンダードを打ち立てることをサポートします。

1

Da Vinci Si サージカルシステム （以下 da Vinci Si ） との社内比較試験の結果

2

Transform your approach
Da Vinci Xi は、 マルチポジションセットアップジョイントにブーム搭載アームを擁しており、 体腔内外のスペースをできるだけ確保することを目的として設計されています。

1 つのカート位置から高い自由度でアームを位置決めできるため 1、 レイアウトを都度変更する多術式、 多診療科利用の手術室においても効率的な配置と運用が可能です。 また、 術者は複数の象限におよぶ手術を効率的に実施でき 1、 幅広い低侵襲手術手技の実施をサポートします。

症例ごとの適切なポート配置
よ り 小 さ く 細 い ア ー ム と、 よ り 長 い イ ン ス ト ゥ ル メ ン ト に よ り、症例ごとのポート配置がより直線状にすることが可能になるなど、 フレキシブルかつ簡便になります。 また、 術中は、 このアームデザインにより可動域はより大きく、 アーム同士の干渉はより小さくなります。 1

テーブルモーション
手術を中断せずに体位を変え、 重力を利用した臓器の圧排、術野とアクセスを常に適切に保つことをサポートします。 2

リモートセンター
アームの動きの支点であり、 カニューラ上に黒い太線が印字してあります。 リモートセンターテクノロジーにより、 システムが患者の体壁に極力負荷をかけずに、 術野においてインストゥルメントおよびエンドスコープを操作することができます。

12

3Da Vinci Si との社内比較試験の結果
テーブルインターフェースモジュール （ TIM ） アップグレードキットおよび TS7000dV 手術台システム （ヒルロムジャパン株式会社、 医療機器
届出番号 ： 13B2X10356000040 ） が別途必要です。

Operate with efficiency
当社は 25 年以上にわたって多くの時間を医師、 看護師、 臨床工学技士の皆様との共同作業に費やし、 世界での 600 万例以上の臨床実績からのフィードバックを反映しながら、 ダビンチロボット支援手術の効率化を支援してきました。 このため、 da Vinci Xi の機能は、 迅速な手術開始や基本タスクの効率化に役立つものとなっています 1。

シンプルなセットアップ
独 自 の セ ッ ト ア ッ プ ガ イ ド 機 能 は、 分 か り や す く 使 い や す い
ユーザーインターフェースを備えており、 効率的な術前準備と再現性の高い運用で手術時間の短縮をサポートします。

再現性を持ったロールイン
ペ イ シ ェ ン ト カ ー ト を 手 術 台 に 近 づ け る と き は、 レ ー ザ ー を
照 射 す る こ と で、 適 切 な ア プ ロ ー チ に よ る 安 全 か つ 迅 速 な
ロールインで手術時間の短縮をサポートします。

スムーズなアーム位置調整
タ ー ゲ ッ ト を 中 心 に と ら え る よ う に エ ン ド ス コ ー プ を 位 置 さ せ、
タ ー ゲ ッ テ ィ ン グ ボ タ ン を 長 押 し す る だ け で、 ア ー ム の 可 動域を最大化する為にブームが自動調整を行い、 スムーズな手術の準備をサポートします。

1

Da Vinci Si との社内比較試験の結果

4

Vision
第 3 世代の da Vinci Si に比べ、 第 4 世代の da Vinci Xi では Vision を改善し 1、Firefly イメージングシステムを標準搭載しています。

エンドスコーププラス

複数のカラーモード

軽 量 小 型 な 3DHD エ ン ド ス コ ー プ で あ る エ ン ド ス コ ー プ

エ ン ド ス コ ー プ プ ラ ス で は、 新 搭 載 の カ ラ ー モ ー ド に よ る

プラスは、 4 本のアームいずれとも接続ができ、 サージョ

術野の鮮明度ならびに色調の調整が可能となり、 術者のンコンソールからの 30 °エンドスコープのフリップも可能で、求める明瞭な視野をサポートします。

術野観察のフレキシビリティを広げます 1 。

Firefly イメージングシステム標準搭載

Sensitive Mode

Firefly イメージングシステムにより、 コンソールからの術者

エンドスコーププラスでは、 Firefly イメージングシステムののカメラペダルならびにフィンガークラッチによる切り替え操

センシティブモードにより、 近赤外線のみによる組織の評価作でリアルタイムに近赤外線ならびに可視光による組織のも可能です。

評価が可能です。

15

Da Vinci Si との社内比較試験の結果

Instruments
Da Vinci Xi 用に開発したマルチファンクションなエナジーデバイスやステープラーなどの多様なインストゥルメントにより、 術者が望む効率的で適切な手術操作をサポートします。

マルチファンクションなエナジーデバイス

ステープリング
テクノロジー

シーリング、 バイポーラ凝固、 切離、 把持の機能を備えた最新のステープリングテクノロジーである SureForm ステー

マルチファンクションのベッセルシーラーエクステンドおよびプラーでは、 全方位 60 °屈曲可能で、 術者自身がコンソーSynchroSeal により、 1 つの操作から次の操作へと術者自ルから操作します。 また、 ソフトウェアによるフィードバック身で効率的に移行できます。

を行うことにより、 ステープリングの再現性をより高めます。

サクション ・イリゲーション

EndoWrist インストゥルメント

届きづらい部位への術者自多種にわたる EndoWrist インストゥルメントは、 人間の手と比べ、 より器用に、 そして自然身による直接吸引洗浄をサな動作範囲よりも広い動作範囲を得られるように設計されており、 精緻な低侵襲性手術におポートします。

ける縫合、 切開、 組織操作等を迅速かつ正確にサポートします。

6

Integrated Energy
第 4 世代の da Vinci Xi では、専用に開発した電気手術装置 ERBE VIO dV をシステムに統合しています。

ERBE VIO dV 2.0

タッチパッド操作との統合

電気手術装置 ERBE VIO dV 2.0 を統合しており、 Effect

サージョンコンソールへの術者ログイン ID に紐づく ERBE

レベルの調整に加え、 Power Limit による微調整をサポー

VIO dV の設定は、 複数のプリセットを保存し、 術者自身がトします。

1

サージョンコンソールより場面に応じて切り替えおよび調節保存していただくことが可能です。

調整 ： Effect レベル

微調整 ： Power Limit

Effect 設定は、 切離および凝固の性能をコントロールします。

電力出力の最大値を調節
す る こ と に よ っ て、 術 中 の高87

広い凝固範囲より多く切離スモークおよび炭化のコントロールをサポートします。

150W 高65●

高い範囲の電力変動●

潜在的な熱がより大きい●

潜在的なスピードがより速い

4321●

高低い範囲の電力変動

狭い凝固範囲●潜在的な熱がより小さい

より少なく切離●

潜在的なスピードがより遅い

低170W

低Da Vinci Xi もしくは da Vinci X での使用時はバイポーラカットモードは仕様できません。 詳細は取扱説明書をご参照ください。

Intuitive ecosystem
この図は、 Intutiive が提供する製品とサービスのエコシステムを表しています。
我々はこの Intuitive ecosystem により、 皆様と皆様のチームの目標の達成をサポート致します。

患者 ・ 医療従事者 ・ 病院

Innovation & Integration

Training & Education1

インストゥルメントダビンチオンライン

24/7 のテクニカルサポート

ステープラー

テクノロジートレーニング

QTI

サージカルシステム

継続的なトレーニング

システムメンテナンス

テーブルモーション

Peer to Peer トレーニング

手術件数分析

アドバンスドエナジー

学会と連携した
各種トレーニング

ジェネシスプログラム

エンドスコープ

スキルシミュレーター

症例サポート1

Support & Analytics

Intuitive が提供するトレーニングは、 その製品の使用に限定されており、 手術を行うために必要な医療トレーニングと経験に代替されるものではありません。 Intuitive は、 資格のある医療専門家が実施するさまざまな教育およびトレーニングの機会をサポートします。

8

Upgrade option
Da Vinci Xi は、 手術チームによるより良いダビンチロボット支援手術を追求することをサポートする、 テーブルモーションテクノロジーの導入、 E-100 Generator、 デュアルコンソール、 SimNow シミュレーター、 あるいはさらなる第 4 世代システムの追加の追加といったアップグレードもしくはオプションの実装が可能です。

1

標準構成

アップグレードもしくはオプション

ペイシェントカート

テーブルモーションテクノロジー 1

ビジョンカート 2

E – 100 Generator

サージョンコンソール 2

デュアルコンソールSimNow シミュレーター 3

テーブルインターフェースモジュール （ TIM ） アップグレードキットおよび TS7000dV 手術台システム （ヒルロムジャパン株式会社、 医療機器
届出番号 ： 13B2X10356000040 ） が必要です。
2
第４世代の da Vinci Xi および da Vinci X のサージョンコンソールとビジョンカートはすべて共通です。
3
SimNow シミュレーターを用いて、 泌尿器科、 婦人科、 外科、 呼吸器外科などの臨床分野における手技演習およびアドバンスドスキル演習 （ソフトウェアアップデートにより新たな手技演習又はアドバンスドスキル演習が追加された場合には、 当該追加された演習を含みます。） を制限なく実施することができます。ただし、ご契約内容により実施可能な演習に制限がある場合があります。詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。

9寸法および重量
高さ （最小）高さ （最大）

幅

奥行

底面高

重量

ペイシェントカート

182 cm250.2 cm

104 cm150 cm

4.8 cm861 kg

サージョンコンソール

145 cm180 cm

96.5 cm

86 cm

4.8 cm280 kg

ビジョンカート

193 cm1

223 cm1

68.6 cm

92.7 cm

10.2 cm

279 kg2
371 kg （最大積載荷重）

12

それぞれ、 タッチスクリーンを収納および伸ばした場合。
重量につきましては弊社ラボ内の非臨床環境での実測値です。 当該製品の仕様については添付文書等をご参照ください。

電源電圧

定格電力

ペイシェントカート

100 ～ 230 VAC
50/60 Hz 自動検知（100 V 使用時 12 A）

サージョンコンソール

100 ～ 230 VAC
50/60 Hz 自動検知（100 V 使用時 10 A）

ビジョンカート

100 ～ 230 VAC
50/60 Hz 自動検知（100 V 使用時 15 A）

ERBE VIO dV

100 ～ 120 V 又は
220 ～ 240 V 手動選択
50/60 Hz

31200 VA
1000 VA
1500 VA

920 VA（100 V 使用時 9.2 A）

非常用電源

サージ保護 35分○

該当なし

○

該当なし

○

該当なし

○

IEC61000-4-5 に適合

Da Vinci Xi ならびに SimNow シミュレーターはインターネット接続が必要です。 インターネットを介した Onsite 等のサービスの詳細につきましては、 弊社営業担当へご確認ください。

販売名 : da Vinci Xi サージカルシステム
販売名 : da Vinci X サージカルシステム
販売名 : da Vinci Si サージカルシステム
販売名 : da Vinci シリーズエンドスコープ
販売名 : EndoWrist インストゥルメント
販売名 : EndoWrist モノポーラインストゥルメント
販売名 : EndoWrist バイポーラインストゥルメント
販売名 : EndoWrist ステープラーシステム
販売名 : EndoWrist ステープラーリロード
販売名 : SureForm ステープラーインストゥルメント
販売名 : da Vinci シリーズカニューラ
販売名 : da Vinci シリーズカニューラシール
販売名 : da Vinci シリーズオブチュレータ
販売名 : da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント
販売名 : EndoWrist ベッセルシーラーシステム
販売名 : EndoWrist One サクションイリゲーター
販売名 : ディスポーザブル da Vinci シリーズオブチュレータ
販売名 : ディスポーザブル da Vinci シリーズリデューサ（承認番号 ： 22700BZX00112000 ）（承認番号 ： 23000BZX00090000 ）（承認番号 ： 22400BZX00387000 ）（認証番号 ： 224ACBZX00026000）（承認番号 ： 22100BZX01051000 ）（認証番号 ： 22100BZX01050000 ）（認証番号 ： 22100BZX01048000 ）（認証番号 ： 226ADBZX00167000 ）（承認番号 ： 22600BZX00544000 ）（認証番号 ： 230ADBZX00110000 ）（届出番号 ： 13B1X10 1260 0 0 0 0 2 ）（届出番号 ： 1 3 B 1 X 1 0 1 2 6 0 0 0 0 0 1 ）（認証番号 ： 224ADBZX00103000 ）（承認番号 ： 22600BZX00287000 ）（承認番号 ： 22900BZX00247000 ）（認証番号 ： 225ACBZX00068000 ）（認証番号 ： 224ADBZX00104000 ）（認証番号 ： 227ADBZX00163000 ）詳細に関しては取扱説明書または添付文書等をご確認いただくか、 以下のお問い合わせ先、 または弊社営業担当へご確認ください。
お問い合わせ先 ：インテュイティブサージカル合同会社
東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号アーク森ビル
Tel. （03） 5575 - 1419 （営業部） Tel. （03） 5575 - 1326 （マーケティング部）
Tel. （03） 5575 - 1362 （音声案内で 3 を選択） （0120） 56 - 5635 （音声案内で 3 を選択） （カスタマーサービス）10

私たちは、 低侵襲手術によって生活がより良くなると信じています。
当社のミッション

創意工夫と Intelligent Technology の組み合わせで医師が制約なく治療できる可能性を広げます。

© 2021 Intuitive Surgical, Inc. 無断複写 ・ 複製 ・ 転載を禁ず。 製品名は各社の商標または登録商標です。

PN1064086 JP Rev.B 7/21