21-A2S16010-B557

サーモグラフィ検査システム
画像処理機 ( 形 EV-G2AO420) を使用したサーモグラフィ検査システムは、カメラに赤外線サーモグラフィカメラを採用し、温度情報を用いた画期的な検査システムです。 取り込んだ熱画像を瞬時に解析判定することが可能です。物体の表面に著しい温度変化が現れる対象物に適用できます。

記録計

警告灯

PoE HUB
画像処理装置赤外線カメラ

検査対象物

カメラ 4 台時の画面表示

対象物が移動しているため、接触式温度センサが使えない！
非接触で温度測定して管理できないかな？

当社のパッケージ赤外線サーモグラフィ検査システムなら●画像の保存が可能です。（NG/OK を含む任意選択）● 4 〜 20mA 出力経由で記録計にデータを送ることが可能です。
●警報出力を持ってるので、電気設備の監視や製造物の温度異常判定に適しています。
●従来のシステムよりイニシャルコストを圧縮することが可能です。

■アプリケーション● フィルム貼り合わせ時の異物混入による圧着不良の発見● カレンダー成形時の樹脂投入量制御● 3D プリンタ成形時の樹脂温度管理● 銅パイプ成形時の断面温度管理● 電子部品のエージング時の温度変化監視● 熱線デフォッガーの通電検査● シート内蔵ヒータの出荷前検査● 射出成形時の樹脂温度管理● 飲料充填後のパッケージのホットメルト接着検査（接着不良）● 食料、薬品パッケージのホットメルト接着検査● プリンタ用紙、飲料、ビールなどの段ボールホットメルト接着検査● カップ麺、菓子パッケージのヒートシール接着検査● ペットボトル成形時の温度管理、形状検査● 瓶詰飲料の充填容量可否検査● ガスボンベのガス充填有無検査● 石炭、コークス等の発火物の温度異常の連続監視● ゴミピットの温度異常をモニタリング● 製鉄用、鋳造用取鍋のひび割れの早期発見● 耐火レンガの劣化監視■仕様カメラ部仕様
形式
外観

FLIR Ａ３５

FLIR Ａ６５

FLIR A615

解像度
視野角（FOV）

320×256 ピクセル
69°(H)×56°(V)
45°(H)×35°(V)
25°(H)×19°(V)2.27mrad(45°レンズ )1.31mrad(25°レンズ )60Hz（69°
レンズのみ 30Hz)
Low レンジ：-25 〜 +100℃※ 69°
レンズのみ -25 〜 +135℃
High レンジ：-40 〜 +550℃-15 〜 +60℃ 結露なきこと

640×512 ピクセル
90°(H)×69°(V)
45°(H)×37°(V)
25°(H)×20°(V)1.31mrad(45°レンズ )0.68mrad(25°
レンズ )
３０Ｈｚ
Low レンジ：-25 〜 +135℃
High レンジ：-40 〜 +550℃

640×480 ピクセル
25°(H)×19°(V)

空間分解能 (IFOV)
フレームレート
計測温度範囲動作温度範囲0.68mrad50Hz‒20℃〜 +150℃ /+100℃〜 +650℃ /+300℃〜 +2000℃ ( オプション )-15℃〜 +50℃ 結露なきこと

処理部ソフトウェア機能仕様

処理部基本仕様 ※モニタは付属しません。

カメラ設定

型式CPUモニタ解像度
メモリ (RAM)
SSD ディスク
USB ポート
モニタ出力
LAN

判定機能

カメラ接続台数

温度レンジ
温度スケール（オート・手動）
パレット（レインボー、アイアン、グレイ）
NUC タイミング（オート・手動・信号）●ウィンドウ（円形・矩形・多角形）●最大温度、最小温度、平均温度、温度差●マスク●エッジ抽出●位置補正●面積判定●基準温度判定●温度差分測定●同時判定 最大 32 種
● NG 回数設定●画像保存●データ保存●判定速度 最大 150ms（カメラ 1 台、矩形エリア、保存なし）
１〜 4 台FLIR A35 と FLIR A65 は混在接続可能

OS
電源

EV-G2AO420
Intel Celeron N2930 (Quad-Core, 1.83GHz(Max.2.16GHz))
1024×768 XGA
4GB
16GB SSD (mSATA) C: 約 10GB ／ D: 約 5GB
USB2.0×3、USB3.0×1
1 ポート 15 ピン D-Sub( アナログ RGB)
2 ポート (10/100/1000 Mb/s) イーサネット
ポート 1: カメラ用 ポート 2: 未使用
25 ピン D-Sub
4-20mA 出力×836 極ミニチュアデルタリボン
入力 12 点、出力 12 点 ( オプトアイソレート )Windows10 IoT LTSC2019(64bit) 日本語版
DC24V ± 10% 2.0A

使用周囲温度0℃〜 50℃

使用周囲湿度

20 〜 80 % ( 結露なきこと )

外形寸法
質量

192(W)×51.2(H)×139(D) 突起部を除く
約 750g（マウス、キーボードを除く）

アナログ出力デジタル I/O※ Celeron は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
※ Ethernet / イーサネットは、富士ゼロックス株式会社の商標です。
※ EV-G2AO420 とは株式会社アルゴルの製品型式名です。
※ FLIR は、FLIR Systems, Inc. またはその関連会社の日本または他の国における商標です。
※ FLIR A35、FLIR A65、FLIR A615 とは FLIR Systems,Inc. の製品型式名です。
※ Intel は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
※ Microsoft Ⓡは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※ Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

フリアーシステムズジャパン正規代理店

本https://at.azbil.com/
https://at.azbil.com/

社 〒 105-0014
東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング
03-4233-7853
社 〒 170-8462
東京都豊島区北大塚1-14-3 大塚浅見ビル8階 03-5961-2153※外観、仕様、価格等は製品改良のため予告なく変更することがあります。

東 京 支 店 03-4233-7863
03-5961-2163
北 関 東 支 店 048-600-3931
名 古 屋 支 店 052-218-5080
大 阪 支 店 06-7668-0023
広 島 支 店 082-568-6181
九 州 支 店 093-285-3751

福�島
つくば営業所
城 営 業 所 024-927-0530
029-273-8887
029-817-4755
つくば営業所群 馬 営 業 所 029-817-4755
027-310-3381
群千馬
葉 営 業 所 027-310-3381
043-246-6652
千葉 営 業 所 043-246-6652
神奈川営業所
043-202-0940
046-400-3433
神奈川営業所諏 訪 営 業 所 046-400-3433
0266-71-1112
諏 訪 営 業 所 0266-71-1112

静 岡 営 業 所 054-272-5300
神 戸 営 業 所 078-341-3581
兵 庫 営 業 所 079-456-1581
岡 山 営 業 所 086-460-0050
鳥 栖 営 業 所 0942-84-4331
240401-0000-1-AT
211028-0000-1-AT
230508-0000-1-AT