フレッシュコンクリート中の塩化物含有量測定計
財団
法人

国土開発技術研究センター
技術評価
コ塩測第 860202 号
全生工組連・全生協組連推薦品

フレッシュコンクリート中の塩化物含有量測定計

はじめにとはコンクリート構造物の寿命は一般に50年以上、100年にも及ぶものと考えられており、事実、明治、大正時代に建造された建物、灯台等にも、まだまだ健全な状態を保持しているものも数多くあります。
ところが近年、河川敷保護、自然破壊防止等の事情により良質なコンクリート用骨材の入手が困難となったため、特に細骨材については海砂の使用を余儀なくされるケースや各種コンクリート用混和剤の使用等により、コンクリート中の塩化物含有量が増加して鉄筋を腐食させることをはじめ、コンクリートの耐久性を著しく阻害していることはご承知の通りであります。
このような状況に対応して、建設省（現 国土交通省）では昭和61年6月2日付でコンクリート中の塩化物総量規制を通知し、フレッシュコンクリートの塩化物含有量測定については、（ 財）国土開発技術研究センターの評価を受けた測定器によるものとしており、カンタブは、フレッシュコンクリート中の練り水に含まれる塩化物含有量を測定するものです。カンタブは、塩素分析のモール法を基本原理とし、ドライケミストリー（Dry Chemistry）の手法を導入して、操作を簡単にしたフレッシュコンクリート中の塩化物含有量測定計です。カンタブは、塩化物イオンが存在すると茶褐色の試薬が白色に変化することを利用しています。の測定システムの構造はその評価を受けたものであります。

測定前

測定終了後
湿気指示部

オレンジ色
通気口

コンクリート中の塩化物総量規制基準（概要）■ 土木構造物
1. 適用範囲 建設省が建設する土木構造物に使用されるコンクリート及びグラウトに適用する。ただし、仮設構造物のように長期の耐久性を期待しなくても良い場合は除く。

2. 塩化物含有量規制値 フレッシュコンクリート中の塩化物含有量については、次の通りとする。
（1）鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材（シース内のグラウトを除く）及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物含有量は、0.60kg/m（Cℓ 重量）とする。
3通気口
99887766－（2）プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材、シース内のグラウト及びオートクレーブ養生を行う製品における許容塩化3－物含有量は0.30kg/m（Cℓ重量）とする。

毛細管部分（塩化物感知部分）

暗青色

54

白色（淡黄色）に変化した部分を読む

543－（3）アルミナセメントを用いて電食の恐れのある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料が無い場合は0.30kg/m（Cℓ重量）とする。

3. 測定 塩化物含有量の測定は、コンクリートの打設前あるいはグラウトの注入前に行うものとする。

■ 建築物
1. 適用範囲

鉄筋コンクリート造等の建築物（仮設建築物を除く）の構造耐力上主要な部分に用いるコンクリートに適用する。

332211

2. 塩化物含有量規制値（1）コンクリート１m3に含まれる塩化物含有量（塩化物イオン換算）を0.30kg以下とする。
（2）やむを得ず塩化物含有量が0.30kg/m3を超え、0.60kg/m3以下となる場合においては、以下の1）から4）に規定する対策を行う。

吸上口

1）水セメント比（W/C）が55％以下であること
2）ＡＥ減水剤を使用し、スランプが18cm以下（流動化コンクリートの場合においては、ベースコンクリートのスランプが15cm以下、流動化後のコンクリートのスランプが21cm以下）であること
3）適切な防錆剤が使用されていること
4）床の下端の鉄筋のかぶり厚さが3cm以上であること（3）離島等で海砂以外の骨材の入手及び除塩用水の確保が著しく困難であり、塩化物含有量が0.60kg/m3を超える場合においては、有効な防錆処理のなされた鉄筋の使用等の対策を行う

3. 測定

原則として打設前のフレッシュコンクリートについて測定する。

（1）混和剤については、JIS Ａ 6204（コンクリート用化学混和剤）の品質規格に適合するもの、防錆剤については、（財）日本建築センターの評価を受けたものが使用されていること（2）塩化物含有量の測定は、原則として工事現場における打ち込み前のフレッシュコンクリートについて、（財）国土開発技術研究センターの技術評価を受けた塩化物含有量測定器を用いて行うこととする。

1のシステムカンタブを試料のフレッシュコンクリートに差し込むと、吸上口より検液（練り水）が吸い上げられ、上部の湿気指示部がオレンジ色より暗青色に変化し始めたら、測定が終了したことを知らせます。その際、フレッシュコンクリート中に塩化物イオンが含まれていれば毛細管部分が白色（淡黄色）に山なりに変化します。その頂点の数字を読み取り、添付の換算表で塩化物含有量を求めます（塩化物イオンが存在しない場合、このような反応は起こりません）。
その後、レディーミクストコンクリートの配合（調合）表における単位水量を用いて、計算によりフレッシュコンクリート中の塩化物含有量を算出します。

2

フレッシュコンクリート中の塩化物含有量測定計の特徴

3 カンタブの湿気指示部がオレンジ色から暗青色に変化したことを確認後、試料より取り出し、フレッシュコンクリート中から塩化物含有量を測定する方法は、比色試験紙による方法や電極を用いた機器分析

毛細管部分の色が茶褐色から白色（淡黄色）に山なりに変色した部分の頂点を0.1の位まで読み取ります。

方法等があります。カンタブは、これらの方法に比べて次のような利点があります。
●測定所要時間は約10分程度です。しかし、測定時の気（室）温やレディー1 所定の精度が確保され、個人差がありません。

ミクストコンクリートの配合及び塩化物含有量等で異なり、多少時間が長く2 電極の校正等が不要であり、誰にでも簡単に測定できます。
3 電池やコード等の必要がなく、どこでも容易に持ち運びが可能です。

なることもあります。

9（湿気指示部が暗青色に変化した時点で測定は完了です。）

87●もし、塩化物イオンが存在しなければ、白色（淡黄色）の変色は生じません。

6

しかし、条件によっては濃い茶褐色（黒っぽい変色）の変色が生じることが4 セメントの種類に関わらずに測定できます。

5あります。これは塩化物イオンによる変色ではありませんので、間違わない4ようにしてください（注意事項 7 参照）。

5 測定記録の保存ができます。

36 維持費がかかりません。

4 カンタブの読みから添付の換算表を用いて、フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度を3本についてそれぞれ求め、その平均値からフレッシュコンクリート中の塩化物含有量を下式により計算します。の測定方法
1 試料のフレッシュコンクリートを適当な容器に採取してください。

試 料 は1ℓ 程 度 で 十 分 で す が、て、測 定 す るフレッシュコ ン ク

（例 1）
標準品

リートの 代 表 的な部 分を採 取し0.109て下さい。また、強度試験用型枠

0.115に詰めたフレッシュコンクリート

湿気指示部が暗青色に変化するまで待ちます（約10分程度）。

注3： カンタブの通気口部分が水に触れると湿気指示部が変色し、測定終了が判断できなくなりますので、絶対に濡らさないようにしてください。

0.02630.02630.02760.027

換算表から求めた塩化物イオン濃度の3 本の平均値（％）

平均値（％）
を四捨五入によって小数点以下 3 けたに丸める

163

単位水量
（kg/m3）172

フレッシュコンクリート中の塩化物含有量の計算（kg/m3）0.027

報告値（kg/m3）

計算結果を四捨五入によって小数点以下 2 けたに丸める

0.11
100×163

計算結果を四捨五入によって小数点以下 2 けたに丸める

パックを破いて取り出し、測定は必ず直射日光を避け相当平均値（％）を四捨五入によって
小数点以下 2 けたに丸める

0.18

注1： カンタブは光や 湿 気に弱 いため、測 定 直 前にアルミを空けて差し込んでください。

換算表から求めた3 本の塩化物イオン濃度
（％）

0.11

2 採取した試料にカンタブを倒れないように3本差し込み（全長の1/3程度）、（例 2）低濃度品

相当

0.115を利用することもできます。

注2： カンタブは3本を重ねて差し込まないで、適当な間隔単位水量× （kg/m3）

従って、フレッシュコンクリート1m 3あたりの塩化物含有量を計算にて求めます（下記参照）。

リートの試料採取方法）等に準じて行ってください。

＝

換算表から求めた塩化物イオン濃度の3本の平均値（%）
100

カンタブで測定した値は、フレッシュコンクリート中の水（練り水）の塩化物イオン濃度（％）です。

JIS A 1115（フレッシュコンク

100×1720.059876543213

フレッシュコンクリート中の塩化物含有量（kg/m3）

約134フレッシュコンクリート中の塩化物含有量測定計の保存方法の種類と測定範囲測定の終了したカンタブを記録紙等に貼り付け保存する場合には、以下の処理を行ってください。

カンタブの種類

1 ティッシュペーパーやペーパーウェス等にカンタブを包み、机等の安定した上で鉛筆やボールペン等のペン尻を使って、目盛上部より検液吸上口の方へ吸い上げられた検液を十分にしぼり出してください。
なお、アルミパック等のような密封容器に保存しないでください（アルミパック等のような密封容器に保存した場合、（測定値が大きくなるケースがあります）。

2 レポート、工事記録帳にセロテープ等で貼り付け、光（日光、蛍光など）が当たらないように保存してください。
注 1：検液のしぼり出し方が不十分の場合、時間の経過とともに変色が多少進行します。

測定範囲
水溶液として塩化物イオン濃度

低濃度品）

標

0.003 ～ 0.05％

準品

0.05 ～ 0.5％の荷姿

注 2：測定終了後、徐々に試薬が変化し、目盛りで 3 前後のところまで不純物により、ねずみ色、茶色、黄色等の混合した変色が現れますが、これは塩化物による変色ではありませんのでご注意ください。の注意事項
1 換算表は、必ず箱に同梱されているものを使用してください（製造ロットごとに検定されていますので、異なるロットのものは使用できません）。
3 測定直前にアルミパックからカンタブを取り出し、ご使用ください。

2 測定は必ず日影で行ってください。

4 湿気指示部は絶対に濡らさないでください。

5 カンタブの保管は、直射日光の当たる場所及び湿気の多い場所は避けてください。

1箱（3本入／アルミパック×12）換算表付の判読例
9標準品

標準品

標準品

標準品

低濃度品

低濃度品

8Q
U
A
N
TA
B

Q
U
A
N
TA
B

QUANTABQU
A
N
TA
B

QU
A
N
T
A
B

Q
U
A
N
TA
B

7

6 測定終了後も試料に差し込んだままにしておくと検液が補給され、反応が進んでしまいますので、測定終了後は速やかに抜いてください。

3.2以下

73.2以下

7参照

54.0

注意事項
※

9 有効期限内に使い切ってください。

5.0
4.1

参照

8 測定の結果、換算表の最小値に満たない場合は、最小読み値相当以下の塩化物含有量と判定してください。

5.5

注意事項
※

7 条件によっては、カンタブの目盛で3前後まで茶褐色部が黒っぽく変色し、白い変色の読み取りが困難なことがあります。この場合は、塩化物含有量の絶対値を求めることはできませんが、黒っぽく変色した部分以下の塩化物含有量であると判定されます。特にセメントが富配合の場合（PCグラウト、セメントペースト等）に発生する可能性が高くなります。

6

営業本部／特販営業部〒114-0014 東京都北区田端 6-1-1 田端 ASUKA タワー
TEL 03-5832-5223 FAX 03-5832-5259
http://www.taiheiyo-m.co.jp/

北海道支店〒 060-0004 北海道札幌市中央区北４条西 5-1-3 日本生命北門館ビル

TEL 011-221-5855

FAX 011-251-5573

東北支店〒 980-0804 宮城県仙台市青葉区大町 1-1-1 大同生命仙台青葉ビル

TEL 022-221-4511

FAX 022-267-0208

TEL 019-908-2400

FAX 019-908-2401

北東北営業所 〒 020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通 16-15 保科済生堂ビル
東京支社〒114-0014 東京都北区田端 6-1-1 田端 ASUKA タワー

TEL 03-5832-5240

FAX 03-5832-5270

中部支店〒 453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤 3-1-18 名古屋ＫＳビル

TEL 052-452-7141

FAX 052-452-7140

北陸営業所〒 920-0919 石川県金沢市南町 5-20 中屋三井ビルディング

TEL 076-234-1670

FAX 076-234-5565

静岡営業所〒 422-8062 静岡県静岡市駿河区稲川 2-2-1 セキスイハイムビルディング8C TEL 054-685-8333

FAX 054-284-0555

関西支店〒 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 4-3-2 類ビル

TEL 06-7668-6001

FAX 06-7668-6006

中国支店〒 732-0828 広島県広島市南区京橋町 1-23 三井生命広島駅前ビル

TEL 082-261-7191

FAX 082-261-7198

四国支店〒 760-0050 香川県高松市亀井町 7-15 セントラルビル

TEL 087-833-5758

FAX 087-833-5181

九州支店〒 810-0001 福岡県福岡市中央区天神 4-2-31 第２サンビル

TEL 092-781-5331

FAX 092-721-6444

鹿児島営業所 〒 890-0052 鹿児島県鹿児島市上之園町 24-2 第12川北ビルBOIS鹿児島TEL 099-812-7131

FAX 099-258-8037

沖縄営業所

TEL 098-867-9663

FAX 098-862-8884〒 900-0015 沖縄県那覇市久茂地 2-22-10 那覇第一生命ビル● 商品についての問い合わせ、カタログ請求は最寄りの各支店まで

このカタログに掲載されている製品の仕様等は、改良・改善のため予告なく変更する場合があります。

2017.08.2000

平成年

月

フレッシュコンクリート中の塩化物含有量測定計

日フレッシュコンクリート中の塩化物含有量測定記録表
施工者

工事

名場
試所
験日

平成年月日

天候
打 設 箇 所

生コン工場
配 合 条 件強度ス ラ ン プ

N ／ mm2

骨cm

品種：低濃度品 .

測 定 器 名材

混和剤の種類

その他

mm

標準品 .

●測 定 結 果123

カンタブの読み

塩化物イオン濃度

単位水量

塩化物含有量の平均値（％）（kg ／ m ）（kg ／ m3）3

塩化物イオン濃度（％）

判

計算方法

●カンタブの貼り付け位置

1格

不 合 格

定

フレッシュ
塩化物イオン濃度のコンクリート中の単位水量平均値（%）＝
×
塩化物含有量（kg/m3）1003（kg/m ）

合0.30（kg ／ m3）以下
0.60（kg ／ m3）以下●換算表の貼り付け位置

23※ここに換 算 表を貼り付けてください。換算表は箱の中に同梱されています。

カンタブを貼る

カンタブを貼る

カンタブを貼る

注：
測定後のカンタブは①直ちに検液を絞り出してください。
②アルミパック等のような密封容器に保存しないでください。
①の処理を行わず密封容器に保存した場合、測定値が大きくなるケースがありますのでご注意願います（①の処理をした場合でも密封容器に保存しないでください）。

フレッシュコンクリート中の塩化物含有量測定計を用いた細骨材中の塩化物含有量測定方法
1 絶乾した試料 800gを1ℓ程度の清浄なビーカーまたは適当な容器に計り取る。
2 この試料に純水（精製水）を400g 加える。
3 容器の中で継続的に 15 分程度撹拌し、塩化物を抽出する。
4 抽出液に直接カンタブ3本を倒れないように差し込み、湿気指示部がオレンジ色から暗青色に変化するまで待つ（約10分程度）。
●カンタブは光や湿気に弱いため、測定直前にアルミパックから取り出し、測定は必ず直射日光を避けて行ってください。
●カンタブの通気口部分が水に触れると湿気指示部が変色し、測定終了が判断できなくなりますので、絶対に濡らさないようにしてください。
5 カンタブの湿気指示部がオレンジ色から暗青色に変化したことを確認した後、試料より取り出し、毛細管部分が茶褐色から白色（淡黄色）に山なりに変色した部分の頂点を 0.1 の位まで読み取る。
6 カンタブの読みから、添付の換算表（溶液、細骨材用）を用いて抽出液中の塩化物イオン濃度を求め、下式により細骨材中の塩化物含有量に換算する。
細骨材中の塩化物含有量（Cl−％）＝換算表から求めた塩化物イオン濃度の3本の平均値（％）×

400800●細骨材量及び加水量を変えた場合は、下式を用いて換算してください。
細骨材中の塩化物含有量（Cl−％）＝換算表から求めた塩化物イオン濃度の3本の平均値
（％）×
――例――
細骨材量150g

加水量200g

加水量（g）
細骨材料（g）

換算表による塩化物イオン濃度 0.0147％、0.0153％、0.0153％
細骨材中の塩化物含有量（Cl−％）
0.0147 + 0.0153 + 0.0153
200
×＝ 0.02（Cl−％）3150●カンタブによる測定結果は、塩化物イオンとして求められています。
NaCl 換算として表示する場合は、上記計算結果に換算係数 1.648 を掛けてください。
＜注意事項＞
1 換算表は、必ず箱に同梱されているものを使用してください（製造ロットごとに検定されていますので、異なるロットのものは使用できません）。
2 その他、詳しくは別途カタログを参考にしてください。