期間限定

聴診器
血圧計キャンペーン
期間

2020 年 3 月 1 日

7 月 20 日

ワンハンド式アネロイド血圧計

デジタル手動血圧計

コンフォール

ドクターパイールベーシック聴診器

MBG118色のカラーバリエーション

ドクターパイールベーシック聴診器
優れた音響効果
PFフローティング・ダイヤフラムの採用によりチェストピースを肌にあてたまま､押さえつける力の強弱で高調音と低調音の聴診が可能です。

ソフトな装着性を実現

ノンチルスリーブを採用

耳にやさしくフィットするソフトタイプのイヤーチップ。

患者さんの肌に与える冷たさを感じさせません｡

注文コード

品 番

502-005-91

S601PF-GR

502-005-92

S601PF-BL

カラー

注文コード

品 番

カラー

グレー

502-005-95

S601PF-NB

ネイビー

ブラック

502-005-96

S601PF-PU

パープル

502-005-93

S601PF-DGN

ダークグリーン

502-005-97

S601PF-PPI

パールピンク

502-005-94

S601PF-BUR

バーガンディ502-005-98

S601PF-PB

パールブルー標準価格￥9,800〔仕様〕●全長：約780㎜●ダイヤフラム部サイズ：φ47㎜●ベル部サイズ：φ35㎜●材

質：（チェストピース）ステンレス（ダイヤフラム）ファイバーグラス（ダイヤフラム固定リング・ノンチルスリーブ）ポリ塩化ビニル（イヤーチップ）熱可塑性エラストマー●重量：約160g●付属品：ソフトイヤーチップ（小）1組、ハードイヤーチップ 1組

期間限定標準価格￥6,000一般医療機器
届出番号：27B1X00024000136
販 売 名：聴診器

オールブラックコーティング仕様

CK-S6016CPF（MD）ダイヤフラムタイプ

CK-S601CPF（MB）ベルタイプ

ドクターパイールマイスター聴診器
優れた音響効果
PFフローティング・ダイヤフラムの採用によりチェストピースを肌にあてたまま､押さえつける力の強弱で高調音と低調音の聴診が可能です。

ソフトな装着性を実現

ノンチルスリーブを採用

耳にやさしくフィットするソフトタイプのイヤーチップ。

患者さんの肌に与える冷たさを感じさせません｡

注文コード品 番

カラー

規 格

注文コード

品 番

カラー

規 格

502-018-37

CK-S601CPF

ブラック（MB）ベルタイプ

502-018-38

CK-S6016CPF

ブラック（MD）ダイヤフラムタイプ

標準価格￥15,800
期間限定標準価格￥7,900〔仕様〕●全長：約780㎜

標準価格￥18,000
期間限定標準価格￥9,000●ダイヤフラム部サイズ：（MB）
φ47㎜ （MD）
φ38/47㎜●ベル部サイズ：（MB）
φ35㎜●材

質：（チェストピース）ステンレス鋼 （ダイヤフラム）ファイバーグラス （ダイヤフラム固定リング・ノンチルスリーブ）ポリ塩化ビニル●重量：（MB）145g （MD）155g（イヤーチップ）[標準]シリコーン [交換用]シリコーン、ポリ塩化ビニル●付属品：ソフトイヤーチップ（小）1組、ハードイヤーチップ 1組

一般医療機器
届出番号：27B1X00024000136
販 売 名：聴診器

軽量型デュアルヘッド聴診器
軽量かつ高感度を実現します

ダイヤフラム部〔仕ベル部様〕●全 長：約780㎜●ダイヤフラム部サイズ：φ47㎜●ベル部サイズ：φ35㎜●材 質：（チェストピース）アルミニウム （ダイヤフラム）ファイバーグラス

注文コード品 番

カラー

502-004-48

MMI-A601DP-BK

ブラック

502-004-49

MMI-A601DP-GR

グレー

502-006-20

MMI-A601DP-DB

ダークブルー502-006-21

MMI-A601DP-LB

ライトブルー502-006-22

MMI-A601DP-BP

ピンク

標準価格

￥4,500
期間限定標準価格￥3,600（ダイヤフラム固定リング・ノンチルスリーブ・イヤーチップ）ポリ塩化ビニル●重 量：約105g●付属品：テンショナー、ソフトイヤーチップ（小・大）各１組

一般医療機器
届出番号：27B1X00024000136
販 売 名：聴診器

デジタル手動血圧計

コンフォール

洗える扇型のカフ※※カフの汚れ等は、70%アルコールを含ませた布で軽く拭き取ってください。
カフの汚れ等が酷い場合は、内部の空気袋を取り外して手洗いができます。
カフの端にある面ファスナーを外し、空気袋をチューブごと取り出してください。

LEDバックライト内蔵

安全機能●電源がONの間はバックライトが常に点灯します。

●加圧中や測定中に電源スイッチを押すと電源が切れ、自動的にカフが減圧されます。

●暗い場所や深夜病棟で使用できます。

選べる測定モード

便利機能【自動モード】●大きく見やすい液晶表示
加圧中・測定中の圧力値は数字とバーで表示●オシロメトリック法による測定ができます。
●最高血圧・最低血圧・脈拍数を同時に測定できます。

●オートパワーオフ機能●前回測定値メモリー機能●正常に測定できなかった【聴診モード】●LEDバックライト内蔵場合にエラー表示●聴診器を用いたコロトコフ法による測定ができます｡※自動測定はしません。

ＭＭＩデジタル手動血圧計 コンフォール
注文コード：502-026-56※脈拍は測定できません｡
標準価格

〔仕●材

￥12,000様〕●本体サイズ：W64×D41×H185㎜●重量：275g

質：（上腕カフ）[カフ]ナイロン [チューブ]ポリ塩化ビニル[コネクタ]ポリプロピレン（送気球）シリコーン、ポリ塩化ビニル●電源：単4形アルカリ乾電池2本（付属）●測定方式：オシロメトリック法またはコロトコフ法●測定範囲：（血圧）30〜280㎜Hg（自動モード時）（脈拍数）40〜199拍／分（自動モード時）●測定誤差：（血圧）±3㎜Hg以内（自動モード時）（脈拍数）±5％以内（自動モード時）●加圧方式：手動加圧

期間限定標準価格￥9,600●減圧方式：自動減圧●オートパワーオフ機能：放置状態３分●セット内容：本体、送気球、上腕カフ（Mサイズ）、携帯ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2

管理医療機器
認証番号 ： 230ADBZX00007000
販売名 ： MMI デジタル手動血圧計 コンフォール

ワンハンド式アネロイド血圧計●排気の微調整がしやすく操作性の良い血圧計です。
●ナイロン樹脂の軽量タイプ。
●専用ポーチ付です。

ＭＭＩワンハンド式アネロイド血圧計
注文コード：030-052-11

プッシュレバーバルブ標準価格￥10,000
期間限定標準価格￥8,000〔仕様〕●本体サイズ：W67×D75×H121㎜●本体重量：230g（袋含まず）
285g（袋含む）●メーターサイズ：67×67㎜●測定可能腕周り：約220〜320㎜●測定範囲：20〜300㎜Hg●測定誤差：±3㎜Hg

一般医療機器
届出番号 ： 13B3X10017CA0005
販 売 名 ： MMI ワンハンドアネロイド血圧計

大型アネロイド血圧計（スタンド型）

大きな表示板で目盛間隔が広く、見やすい構造です。
●五脚のキャスターを使っているので安定した移動ができます。

ＭＭＩ大型アネロイド血圧計（スタンド型）
注文コード：030-052-12

標準価格￥29,000〔仕期間限定標準価格￥23,200様〕●サイズ：
W470×D470×H760〜1200㎜●メーターサイズ：
W160×D80×H160㎜●測定可能腕周り：約220〜320㎜●測定範囲：20〜300㎜Hg●測定誤差：±3㎜Hg

一般医療機器
届出番号 ： 13B3X10017CA0003
販 売 名 ： MMI 大型アネロイド血圧計スタンド型

P2002.19000