医療/理化学機器

総合カタログ
No.705

Across the mountains
目指 す 頂きは高く、果てしなく遠 い

高圧蒸気滅菌器（ラボ用/医療用）

レトルト殺菌器・恒温器・低温恒温器

乾燥器・クリーン乾燥器・乾熱滅菌器

お 客 様 の 研 究・開 発・品 質 検 査・衛 生 管 理・生 産 活 動 の 一 助となる
高品質な製品とサービスを提供し続ける。
当 社は創 業 45 年 来 、オートクレーブおよびインキュベ ータ、各 種 乾 燥 器など、理 化 学 研
究用の汎用機器や医療機器を製造・販売しています。

お客様に長年ご愛用いただいている理由は、上記の理念によるものと自負しています。

● お客様の目線に立った製品の開発

無意味な付加価値は必要ありません。お客様が本当に必要な物は何かを見極め開発しています。
● 高品質な製品

品質マネジメントシステムISO9001、ISO13485に基づいた生産工程により、安定した品質を保証します。
● 充実したアフターサービス網

全国にサービス拠点を配置し（メンテナンス委託業者）、迅速なアフターサービス体制を敷いています。

SD G s へ の 取 組み

SDGs（エス・ディー・ジーズ）とはSustainable Development Goalsの略で、持続可能な開発目標を示します。2015年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された国際的な目標です。自然環境への負荷や格差拡大などの課題解決を目指し持続可能な世界を実現する
ため、2016年〜2030年の間に達成すべき17の目標を掲げています。

科学技術の支援を主な事業とする当社にとって、SDGsへの貢献は、さまざまな状況で社会問題の解決に役立 つと同時に、関連した顧客の要望にも応えます。これにより、当社事業をさらなる成長軌道に乗せ、企業活動の原動力になると考えています。

また、このSDGsの取組みは企業体だけでなく、社員一人一人が関わることで、多岐にわたる地球全体規模の社会問題を解決し、私たちの目指す持続可能な共生社会の実現に向かって貢献し続けます。

01

CONTENTS
ラボ用高圧蒸気滅菌器（オートクレーブ）
高圧蒸気滅菌器

機能・操作性・安全性・価格すべてをバランスさせたスタンダードタイプ

CLSシリーズ

P.03

スタンダードタイプCLSシリーズに乾燥機能を追加

CLS-DPシリーズ

P.04

器具、液体等の試料に合わせた制御により確実な滅菌を実現

CLGシリーズ

P.05

チューブ状、包装物等の確実な滅菌・乾燥にハイエンドモデル

CLG-DVPシリーズ

P.06

廃棄物滅菌に特化したシンプルで堅牢なモデル

MCSシリーズ

P.07

出し入れしやすい横型大容量

MCYシリーズ

P.08

TRシリーズ

P.09

パーソナルクレーブ

P.10

女性にも好評

安全機能が充実の小型オートクレーブ
エコノミー価格

卓上型、床置き型

卓上型12Lから50Lまでラインナップ

カスタマイズ一覧

P.11

オプション

P.12

レトルト殺菌器
レストラン、ホテル、農業、水産業における小口生産にRKZ-40Ⅱ

P.13

食品、ヘルスケア製品、包装資材等の研究開発に

RK-3030

P.13

CLMシリーズ

P.15

多量の培養に最適な大型自然対流式

ITDシリーズ

P.16

低温培養、保管が可能な大型クールインキュベーター

ILDシリーズ

P.17

省スペースで最大限の収納量

RT/RY、ST/SYシリーズ

P.18

粉体・土壌用 槽内水洗いが可能

PWシリーズ

P.19

多量または重量物の乾燥・熱処理に 〜300℃

GTRシリーズ

P.20

清浄度が要求される器具乾燥用

SBシリーズP.21

無菌製剤の乾熱滅菌、半導体製造での熱処理に 〜300℃

DCHシリーズ

P.22

高温で気化した微粒子を排出しない浄化型乾燥器（ダイオキシンフリーオーブン）

KKDシリーズ

P.23

省スペースの竪型から多量の滅菌処理が可能なワイド型まで 〜260℃

KMDシリーズ

P.24

医療用高圧蒸気滅菌器（オートクレーブ）
器具滅菌の他、臨床検査、生化学検査、廃棄物滅菌用に恒温器（インキュベーター）/乾燥器/乾熱滅菌器
恒温器

乾燥器

乾熱滅菌器

培養器としても併用可能

カスタマイズ一覧

P.25

オプション

P.26

その他
サービス情報P.27

YouTubeチャンネル

P.28

02

ラボクレーブ

CLSシリーズ

機 能・操 作 性・安 全 性・価 格
4つの要素をバランスさせ 、多用途に対応できる1台
スライドレバーによる集中フタロック機 構を搭 載

GMP/GLP 対応可能

HACCP ISO22000 FSSC22000 校正サービス

ラボ用

集中フタロック機構

操 作 パ ネル 中 央 にあるロックレバーをスライドするだけで圧力容器が密閉されます。

フタインターロック付きの安全対策

缶内 温 度 が 安 全な 温 度に下がるまでフタロッ
クが解 除 できない 安 全 装 置で、使 用 者を 守ります。

3つの運転モードを標準装備「滅菌」モードの他に、「 滅菌-保温」モード、「溶
解-保温」モードを標準装備しています。設定により、液体の滅菌も可能です。

ラボ用高圧蒸気滅菌器

運転中のニオイを抑制

水 冷 装置により排出蒸 気を内部で冷却して水滴化するので、周囲環境の湿 度を上げず、処 理
中のニオイも抑えます。

CLS-32L
CLS-40L

豊富なオプション（詳細は12ページ）◆オプション各種

品温センサー…滅菌対象物近傍の温度を測定できます。
プリンター…一定間隔で温度･時間をロール紙に印字します。
強制冷却ファン…空冷ファンで降温時間を短縮します。
記録計…温度線図により、日々の滅菌管理ができます。

操作パネル
型

式

CLS-32S

CLS-32L

缶内有効寸法/総容積φ320×H450mm/45L

φ320×H660mm/62L

外 寸 法 / 重 量

W550×D620×H870mm/65kg

W550×D620×H990mm/71kg

滅菌温度（常用最高圧力）
滅

菌

時

プリンター

記録計

強制冷却ファン

CLS-40S

100℃〜140℃（0.270MPa）

CLS-40M

φ400×H660mm/97L

φ400×H820mm/117L

W620×D720×H880mm/84kg

W620×D720×H1000mm/88kg

W620×D720×H1160mm/95kg

間0分〜48時間00分

溶解温度/時間

40℃〜99℃ / 0分〜48時間00分

保温温度/時間

40℃〜60℃ / 0分〜48時間00分

安

全

装

置

必 要 な 電 源

CLS-40L

φ400×H470mm/72L

100℃〜137℃（0.250MPa） 100℃〜129℃（0.180MPa） 100℃〜125℃（0.150MPa）

圧 力 容 器 種 別

小型圧力容器フタインターロックシステム・空焚防止装置・温度過昇防止機能・過圧防止装置・センサー断線検知・停電時メモリ機能・漏電ブレーカ・圧力安全弁
AC100V,15Aまたは20A以上 ※AC100V, 20A以上

AC200V, 20A以上

電源接続部の形状

アース刃付プラグ

金網カゴ/個数φ300×200mm/2個

φ300×300mm/2個

φ380×200mm/2個

φ380×300mm/2個

φ380×400mm/2個¥594,000（税込 ¥653,400）¥636,000（税込 ¥699,600）¥722,000（税込 ¥794,200）¥829,000（税込 ¥911,900）¥871,000（税込 ¥958,100）

価03

品温センサー格

アース線を含む3芯ケーブル・先端丸端子※※AC100V,15A仕様より昇温時間の短いAC100V,20A仕様（オプション）の選択が可能です。
AC100V,20A仕様（オプション）を選択した場合は、電源接続部形状は「アース線を含む3芯ケーブル・先端丸端子」になります。

温風乾燥機能付 ラボクレーブ

CLS-DPシリーズ

GMP/GLP 対応可能

滅 菌処 理 後に自動 排湯し 、内蔵の送 風 ポンプと加 熱ヒーターで内 容 物を効果的に乾 燥させることができる
フルオート運 転
ラボ用

HACCP ISO22000 FSSC22000 校正サービス

滅菌→乾燥までフルオート運転

滅菌後に缶内の熱湯を自動排出し、温 風乾燥させます。金属やガラス器
具など、乾いた状 態で使 用する必要がある場 合に適した1台です。滅 菌のみの使用も可能です。

乾燥のみを目的とした「乾燥」モードを搭載「滅菌-乾燥」モード後に追 加乾燥が必要な場合や乾燥だけの処 理を行いたい場合は「乾燥」モードを選択できます。

コンタミネーション対策

乾燥時は除菌フィルターを介したエアを送 風するため内容 物の汚染を防ぎます。
◆主な乾燥対象物

培地や液体の滅菌も可能

滅 菌 後 一定 温 度を 保 持する「滅 菌 - 保 温」モード、低 温 殺菌を目的とした「溶 解 - 保 温」モードも装 備し1台で 何役もこな
します。

ガラス器具

培養器／関連部品

シリコンゴム部品

ステンレス／フッ素樹脂部品

ラボ用高圧蒸気滅菌器

CLS-40MDP

フタインターロック付きの安全対策

缶内が安 全な温 度に下がるまでフタロックが解除できない
安全装置で、使用者を守ります。

豊富なオプション（詳細は12ページ）

品温センサー…滅菌対象物近傍の温度を測定できます。
プリンター…一定間隔で温度･時間をロール紙に印字します。
強制冷却ファン…空冷ファンで降温時間を短縮します。
記録計…温度線図により、日々の滅菌管理ができます。

型

式

CLS-32SDP※多孔質な構造物、チューブ類、衣類の乾燥は想定しておりません。これらの乾燥を目的とされる場合は、6ページの真空乾燥機能を搭載した「CLG-DVP」シリーズをご検討ください。

CLS-32LDP

CLS-40SDP

缶内有効寸法/総容積φ320×H450mm/45L

φ320×H660mm/62L

外 寸 法 / 重 量

W550×D620×H870mm/75kg

W550×D620×H990mm/79kg

滅菌温度（常用最高圧力）
滅菌時

100℃〜140℃（0.270MPa）

間

CLS-40MDP

φ400×H470mm/72L
W620×D720×H880mm/91kg

φ400×H660mm/97L

W620×D720×H1000mm/95kg W620×D720×H1160mm/102kg

100℃〜137℃（0.250MPa） 100℃〜129℃（0.180MPa） 100℃〜125℃（0.150MPa）
0分〜48時間00分

乾燥温度/時間

60℃〜150℃ / 0分〜99時間59分

溶解温度/時間

40℃〜99℃ / 0分〜48時間00分

保温温度/時間

40℃〜60℃ / 0分〜48時間00分

圧 力 容 器 種 別
安

全

装

置

必 要 な 電 源

小型圧力容器フタインターロックシステム・空焚防止装置・温度過昇防止機能・過圧防止装置・センサー断線検知・停電時メモリ機能・漏電ブレーカ・圧力安全弁
AC100V, 15Aまたは20A以上※

電源接続部の形状

アース刃付プラグ

金網カゴ/個数φ300×200mm/2個

価

格CLS-40LDP

φ400×H820mm/117L

AC100V, 20A以上

AC200V, 20A以上
アース線を含む3芯ケーブル・先端丸端子※

φ300×300mm/2個

φ380×200mm/2個

φ380×300mm/2個

φ380×400mm/2個¥1,003,000（税込 ¥1,103,300） ¥1,063,000（税込 ¥1,169,300） ¥1,181,000（税込 ¥1,299,100） ¥1,269,000（税込 ¥1,395,900） ¥1,323,000（税込 ¥1,455,300）※AC100V,15A仕様より昇温時間の短いAC100V,20A仕様（オプション）の選択が可能です。
AC100V,20A仕様（オプション）を選択した場合は、電源接続部形状は「アース線を含む3芯ケーブル・先端丸端子」になります。

04マルチクレーブ

CLGシリーズ

GMP/GLP 対応可能

どんな 滅 菌物もスタートキーを押すだけで処 理できる状 況に合わせて、最 適な蒸 気を自動 生 成し、
均 一な 滅 菌温 度を維 持する「パ ルス排気機 能」搭載の上位モデル
ラボ用

HACCP ISO22000 FSSC22000 校正サービス

飽和蒸気自動生成システム（パルス排気機能）
滅 菌 工 程 に 入る前 に 加
圧と減圧を繰り返し、缶内が 最 適な 飽 和 蒸 気 圧になるようにコントロー
ルします。これにより内容 物の 量 や 構 造の 違いによる 残 留 空 気を 安 定
的 に 排 除 で き 、高 い 滅菌効果が得られます。

缶内圧力
パルス排気
滅菌圧力

時間

大気圧

（0MPa）

運転開始

運転完了

豊富なプログラム機能

液体、器 具、廃棄 物といった内容 物に対応した5種 類の固定プログラムの他、滅菌温 度や時間、冷却方法を任意に設定し、最大10メモリーに登録・呼び出しすることもできます。

冷却ファンを標準装備

CLG-32L

ラボ用高圧蒸気滅菌器

滅 菌工程 終了後に缶 体を冷却し、滅 菌物を取り出すまでの時間を短縮します。

ランニングコストの削減

劣 化しにくい 部 品 を採 用しています 。フタのパッキン は 耐ス
チ ームグレ ード 、電 熱ヒーター は ステンレス 製 を採 用するな
ど、蒸気や水に晒される部品の耐久性を向上させています。

対話式液晶ディスプレイ

温 度、圧力、工程などの設定内容、進行状 況やエラー内容を詳細に表示します。運転中はシンプルな拡 大画面で表示され、いつでも詳細画面に切り換えることができます。

データロギングシステム（オプション）装置をPCに接続の上、付属のソフト「ALP-LOGGER」を使って稼働中の温 度、圧力、時刻をサンプリングすることができます 。デ ー タ は「 温 度（ 圧 力 ）- 時 間 」線 図 で 表 示・印 刷 で き 、Microsoft Excel ®に取り込めます。

詳細表示/設定画面

測定値

ワンタッチ切換

温度/時間拡大画面
RS-232C
Windows PC
滅菌器（CLG系）
型

式

缶内有効寸法/総容積CLG-32L

φ400×H820mm/117L

外 寸 法 / 重 量

W550×D620×H990mm/71kg

W620×D720×H1000mm/88kg

W620×D720×H1160mm/95kg

滅菌温度（常用最高圧力）

100℃〜140℃（0.270MPa） 100℃〜129℃（0.180MPa） 100℃〜125℃（0.150MPa）

菌

時

間

0分〜48時間00分

溶解温度/時間

40℃〜99℃ / 0分〜48時間00分

保温温度/時間

40℃〜60℃ / 0分〜48時間00分

圧 力 容 器 種 別
安

全

装

置

必 要 な 電 源
電源接続部の形状
金網カゴ/個数価

05CLG-40L

φ400×H660mm/97L

滅※その他のオプションは12ページ参照

CLG-40M

φ320×H660mm/62L格

小型圧力容器フタインターロックシステム・フタ開閉検知・空焚防止装置・温度過昇防止機能・過圧防止装置
センサー断線検知・停電時メモリ機能・漏電ブレーカ・圧力安全弁
AC100V, 20A以上

AC200V, 20A以上

アース線含む3芯ケーブル・先端丸端子
φ300×300mm/2個

φ380×300mm/2個

φ380×400mm/2個¥711,000（税込 ¥782,100）¥900,000（税込 ¥990,000）¥942,000（税込 ¥1,036,200）

予備真空・真空乾燥付 マルチクレーブ

CLG-DVPシリーズ

GMP/GLP 対応可能

「あらゆる滅 菌物の 処 理もこれ1台で」滅 菌時の予 備真空、滅 菌 後の真空乾 燥 機 能を搭 載した
オール インワンモデル 製 薬会 社においても実 績 多 数
ラボ用

HACCP ISO22000 FSSC22000 校正サービス

滅菌の信頼性を向上させる予備真空機能

真空ポンプによって缶内の空気を強制的に排除し、チューブ状の中空器材や衣 類などの多孔質素材の隅々まで蒸気を行き渡らせます。これにより熱の浸透性を向上させ、より信頼性の高い滅菌処理が行えます。

滅菌後に試料を乾燥させる真空乾燥機能

真空ポンプと加熱ヒーターにより、滅菌後の試 料に付着している
水分を除 去します。缶内を真 空 状 態にすることで水の蒸 発を早め、湿った空気を強制的に排出できるので、中空形状の器具や衣類などの処理も可能です。

滅菌物にあわせた6つのプログラムを搭載

試 料や用途にあわせて「開放容 器の液体」「 密閉容 器の液体」「器具 類」「 廃 棄 物」
「 溶 解」「 追 加乾燥」の6 種 類のプログラムを選 択できます。この他に任意に滅菌温度や時間、乾燥の有無や冷却方法を選択できるプログラムも10メモリー搭載しています。

CLG 40MDVP
CLG-40MDVP

ラボ用高圧蒸気滅菌器◆用途（例）

マルチクレーブ「CLGシリーズ」の機能を踏襲

対 話 式 液 晶ディスプレ イ 、培 地 保 温・溶 解 モ ード 、強 制 冷 却
ファンなど、オールインワンにふさわしい機能を標準搭載しています。

繰返し運転+自動給水機能（オプション）

繰 返し運 転 回 数を1〜9 9 回の範 囲で 選 択し、運 転できます。
オートクレーブで処 理する医 療 機材などの耐久試 験にお使いいただけます。

ジャーファーメンタの滅菌

無塵衣・マスクの滅菌・乾燥

給排水の設備がない環境にも対応可能（カスタマイズ）
標準 仕様では真空ポンプ駆動用の水道栓および、熱 湯 排水用の排水 設 備に接 続する必 要がありますが、これらが無い 場 合は給排水設備不要の仕様も揃えております。

チューブ状医療機材の評価試験

密閉容器内の液体滅菌◆オプション各種
型

式

缶内有効寸法/総容積

品温センサー

プリンター

記録計

データロギングシステム

自動給水繰返し運転仕様CLG-40MDVP

φ400×H660mm/97L

CLG-40LDVP

φ400×H820mm/117L

外 寸 法 / 重 量

W550×D720×H990mm/109kg W620×D820×H1000mm/127kg W620×D820×H1160mm/133kg

滅菌温度（常用最高圧力）

100℃〜140℃（0.270MPa） 100℃〜129℃（0.180MPa） 100℃〜125℃（0.150MPa）

滅

菌

時

間

0分〜48時間00分

乾燥温度/時間

60℃〜150℃ / 0分〜100時間

溶解温度/時間

40℃〜99℃ / 0分〜48時間00分

保温温度/時間

40℃〜60℃ / 0分〜48時間00分

圧 力 容 器 種 別
安

全

装

置

必 要 な 電 源
1〜99回

CLG-32LDVP

φ320×H660mm/62L

電源接続部の形状
金網カゴ/個数価格

小型圧力容器フタインターロックシステム・フタ開閉検知・空焚防止装置・温度過昇防止機能・過圧防止装置
センサー断線検知・停電時メモリ機能・漏電ブレーカ・圧力安全弁・真空ポンプ保護回路
AC200V, 20A以上

AC200V, 30A以上
アース線含む3芯ケーブル・先端丸端子

φ300×300mm/2個

φ380×300mm/2個

φ380×400mm/2個¥1,388,000（税込 ¥1,526,800） ¥1,584,000（税込 ¥1,742,400） ¥1,635,000（税込 ¥1,798,500）※その他のオプションは12ページ参照

06廃棄物用高圧蒸気滅菌器

シンプルな構 造がもたらす高耐久性とメンテナンスの簡便性
大容量で多量の廃棄 物滅菌に対応したモデルと、高温処 理に対応した
最高温 度145℃/150℃のモデルをラインナップ

MCSシリーズ

GMP/GLP 対応可能

ラボ用

HACCP ISO22000 FSSC22000 校正サービス

器具や液体の滅菌にも使用可能な3つの運転モード「滅菌」モードの他に、「 滅菌・保温」モード、「 溶解・保温」モードを標準装備し、廃棄物以外の滅菌にも使用可能です。

廃棄用滅菌に必要なアイテムを標準付属

付属のカゴ底 収 納皿を使 用することで、吹きこぼ れた 液体 等を受け、機器の汚れを抑えることができます。
カゴ底収納皿使用例

φ363×60mm / φ267×60mm

ラボ用高圧蒸気滅菌器

MCS-40◆実験施設で必ず発生する廃棄物

丈夫で壊れにくく廃棄物の滅菌に最適「シンプルで壊れにくい」を第一に考えています。
汚れやすい廃棄物滅菌でハードに使用しても長持ちします。

多量の廃棄物滅菌に最適（MCS-40, MCS-40L）

総容 積10 0L前 後の大容量モデルは、多量の廃 棄 物処 理に最適です。竪型のため、大容量でも最小限の設置スペースで使用できます。

最高温度145℃/150℃（MCS-3032S、MCS-3032L）

実 験 で用いた 細 菌やウイルスなどが含まれる廃 棄 物は、必ず 不活化する必要があります。特に遺伝 子 組換え生物を不活化せずに廃棄した場合は、法律違反となり罰せられます。

MCS-3032S型は150℃、-3032L型は145℃まで設定できる
ため、病原体研究におけるプリオンの不活性化に必要な134℃の滅菌や、高温域での材質評価試験等にも使用できます。

型

式

MCS-40

MCS-40L

MCS-3032L

φ400×H650mm/96L

φ400×H830mm/118L

φ300×H450mm/37L

φ300×H630mm/50L

外

W770×D560×H980mm

W770×D560×H1160mm

W620×D460×H830mm

W620×D460×H930mm

寸

法

重
滅

菌

温

量

80kg

91kg

59kg

63kg

度

100℃〜127℃

100℃〜124℃

100℃〜150℃

100℃〜145℃

0.160MPa0.140MPa

0.380MPa

0.340MPa

常 用 最 高 圧 力
滅

菌

時

間

0分〜48時間00分

溶解温度/時間

40℃〜99℃ / 0分〜48時間00分

保温温度/時間

40℃〜60℃ / 0分〜48時間00分

圧 力 容 器 種 別
安

全

装

置

小型圧力容器
空焚防止装置・温度過昇防止機能・過圧防止装置・センサー断線検知・停電時メモリ機能・漏電ブレーカ・圧力安全弁

必 要 な 電 源

AC200V,20A以上

電源接続部の形状

アース線を含む3芯ケーブル・先端丸端子

金網カゴ/個数付価07MCS-3032S

缶内有効寸法/総容積

属品
格

φ380×300mm/2個

φ380×400mm/2個

カゴ底収納皿φ363×60mm/2個¥701,000（税込 ¥771,100）¥739,000（税込 ¥812,900）

φ270×400mm/1個

φ270×300mm/2個

カゴ底収納皿φ267×60mm/1個

カゴ底収納皿φ267×60mm/2個¥771,000（税込 ¥848,100）¥787,000（税込 ¥865,700）

横型高圧蒸気滅菌器

MCYシリーズ

GMP/GLP 対応可能

前 後に引き出せるスライドトレーにより
重 たい試 料の出し入れを容 易にしました
女 性に好評な大容量の横 型オートクレーブ
ラボ用

HACCP ISO22000 FSSC22000 校正サービス

重量物の出し入れ負担を低減

竪型のオートクレーブのようにカゴに入った重たい試 料を上下に出し入れする必要がありません。例えば、培地の入ったフラスコをワゴンから直接内部のトレーにセットすることができます。

温風乾燥機能付もラインナップ（-DP型）

滅 菌 後に濡れた器 具 類をそのまま乾 燥させることができます。
乾 燥時は除菌フィルターを介して空 気置 換を行いますのでコン
タミネーションを防止します。

パスボックス式も対応可能（特注製作）

洗 浄室→クリーンル ームなど 部屋をまたいで使 用したい 場 合はご相談ください。

ラボ用高圧蒸気滅菌器

MCY-40L※キャビネット架台はオプション

組み合わせ自由のスライドトレー

収 納した い 試 料 に合 わ せ て上 段・下 段・ワイドの 3 種 類 のトレーを組み合せることができます。上下段のトレーはスライド式で、重量物でも軽く引き出すことができます。
スライドトレーの使い方例①下段トレーのみ
5L三角フラスコならば2個（-L型は3個）収納可能
型

式②下段トレー+ワイドトレー③上段トレー+下段トレー
500mLメディウムビンならば20個（-L型は28個）
100mL三角フラスコならば85個（-L型は108個）
収納可能
収納可能

MCY-40L

MCY-40

MCY-40DP

MCY-40LDP

缶内有効寸法/総容積φ400×650mm/96L

φ400×830mm/118L

φ400×650mm/96L

φ400×830mm/118L

外 寸 法 / 重 量W590×D940×H770mm/92kg

W590×D1080×H770mm/106kg

W590×D940×H770mm/102kg

W590×D1080×H770mm/116kg

滅菌温度（常用最高圧力）

100℃〜127℃（0.160MPa）

100℃〜124℃（0.140MPa）

100℃〜127℃（0.160MPa）

100℃〜124℃（0.140MPa）

滅

菌

時

間

0分〜48時間00分

乾燥温度/時間

60℃〜150℃ / 0分〜99時間59分

ー

溶解温度/時間

40℃〜99℃ / 0分〜48時間00分

保温温度/時間

40℃〜60℃ / 0分〜48時間00分
小型圧力容器圧 力 容 器 種 別
安

全

装

置

空焚防止装置・温度過昇防止機能・過圧防止装置・センサー断線検知・ハンドルロック検知・停電時メモリ機能・漏電ブレーカ・圧力安全弁

必 要 な 電 源

AC200V, 20A以上

電源接続部の形状
価格

アース線含む3芯ケーブル・先端丸端子¥878,000（税込 ¥965,800）¥931,000（税込 ¥1,024,100）¥1,249,000（税込 ¥1,373,900）¥1,334,000（税込 ¥1,467,400）

08

マイクレーブ

GMP/GLP 対応可能

まいにち「 簡単 」いつでも「 安心 」
フタインターロック装置を始めとする安 全機 構を
搭 載しながら低 価 格を実現させました

TRシリーズ

ラボ用

HACCP ISO22000 FSSC22000 校正サービス

シングルモーション フタハンドル

フタの開閉〜ロックまで片手操作できるため、一連の動作で滅菌物を収納/取り出しができます。

フタインターロック装置

フタハンドルを9 0 度スライド するだけでロックが 掛かります。また、缶内温 度が80℃以下にならないとロックが解除できない安全構造です。

低床・省スペース設計

可能な限り作業面を低く、占有面 積を小さくした卓上型と床置型の2種類から選択できます。
TR-24S

ラボ用高圧蒸気滅菌器

TR-24LA/B

AC100Vの一般コンセント対応

アース付の一 般コンセントで使え、水道につなぐ必要もないので使用場所を選びません。

安全装置

小さくても圧 力容 器。安 全 装置に妥協は許されません。フタインターロック装置の 他に空 焚、異常圧、やけどを防止する機能を標準装備しています。
◆シングルモーション フタハンドル

スタート時、フタ閉からロックまで片手で操作できるシングルモーション機構。ハンドル
をLO C K側に回すだけでロックされます。
ロック解除は解除可能 温 度（8 0℃以下）で｢解除｣キーを押すことにより可能です。
◆内蔵式排気ボトル（TR-24L）

TR-24S 設置例

型

式

タ

イ

プ

TR-24S
卓上型

TR-24LB

φ240×H220mm/12L

φ240×H450mm/22L

外 寸 法 / 重 量

W370×D430×H500mm/28kg

W370×D430×H800mm/36kg

滅

菌

時

105℃〜127℃（0.160MPa）

間

1秒〜99分59秒

圧 力 容 器 種 別
安

09

床置型

缶内有効寸法/総容積
滅菌温度（常用最高圧力）

排気時の蒸気をボトル内で冷却することで器 外 へ 排 出しません 。また 、内 蔵 式 で 前 面
操 作のため 扱い 易く、ボトル の設 置 場所を設ける必要がありません。

TR-24LA

全装

置

簡易圧力容器フタインターロックシステム・空焚防止装置・過圧防止装置・圧力安全弁・安全ブレーカ

必 要 な 電 源

AC100V,15A以上

電源接続部の形状

アース刃付プラグ

金網カゴ/個数φ210×200mm/1個

φ210×400mm/1個

φ210×200mm/2個

価¥350,000（税込 ¥385,000）¥405,000（税込 ¥445,500）¥413,000（税込 ¥454,300）

格パーソナルクレーブ「 ここの隙間に置きたいけれど… 」
省スペース設 計により設 置 場所に苦慮しません
デジタル 制 御のラボ用小型オートクレーブ

KTR-2322〜3065

GMP/GLP 対応可能

ラボ用

HACCP ISO22000 FSSC22000 校正サービス

検査室・研究室の片隅にシンプルでコンパクト。卓上 型は実 験台の一角に、床置 型は機 器の隙間に置いて使えます。

手締め式フタハンドル

ハンドルを締めるだけでフタのロックは完了です。丈 夫で壊れにくい構造です。

KTR-2346A/B

KTR-2322設置

デジタルコントローラー

滅 菌 温 度と時 間を決めたらスタートキーを押すだ
け。煩わしい操作を一切省きました。

ラボ用高圧蒸気滅菌器

KTR-2322

ユーティリティは電源のみ

アース 付 の 一 般 コ ン セ ントが あ れ ば 使 え ま す 。
（KTR-3065型は除く）
蒸気発 生用の水は 精製水あるいは水道 水を手酌で入れるだけです。

安全装置

小さくても圧力容 器。安全装置に妥協は許されません。空焚、異常圧を検知する装置、やけどを防止する
カバーを標準装備しています。

温度校正サービス（別途）KTR-2322

KTR-2346A/KTR-2346B

KTR-3045A/KTR-3045B

KTR-3065A/KTR-3065B

缶内有効寸法/総容積φ230×H210mm/12L

φ230×H460mm/22L

φ300×H460mm/37L

φ300×H630mm/50L

外 寸 法 / 重 量W380×D340×H430mm/20kg

W380×D340×H780mm/28kg

W450×D390×H820mm/41kg

W450×D390×H970mm/47kg

型

式

タ

イ

プ

卓上型

床置型

滅菌温度（常用最高圧力）
滅

菌

時

全

装

間

1秒〜99分59秒
簡易圧力容器置

小型圧力容器
空焚防止装置・過圧防止装置・安全ブレーカ・圧力安全弁

必 要 な 電 源

AC100V,15A以上

電源接続部の形状

アース刃付プラグ

金網カゴ/個数価格

床置型

110℃〜125℃（0.160MPa）

圧 力 容 器 種 別
安

床置型

AC100V, 20A以上
アース線を含む3芯ケーブル先端丸端子

φ210×200mm/1個

KTR-2346A:φ210×400mm/1個
KTR-2346B:φ210×200mm/2個

KTR-3045A:φ270×400mm/1個
KTR-3045B:φ270×200mm/2個

KTR-3065A:φ270×300mm/2個
KTR-3065B:φ270×200mm/3個¥250,000（税込 ¥275,000）

KTR-2346A:¥313,000（税込 ¥344,300）
KTR-2346B:¥320,000（税込 ¥352,000）

KTR-3045A:¥399,000（税込 ¥438,900）
KTR-3045B:¥412,000（税込 ¥453,200）

KTR-3065A:¥434,000（税込 ¥477,400）
KTR-3065B:¥446,000（税込 ¥490,600）

10高圧蒸気滅菌器 カスタマイズ一覧
ご使 用の 環 境に合 わせたカスタマイズも承ります。詳 細 内 容をお 打ち合 わせの上、仕 様 決 定 後製 造いたします。
こちらに記 載されていないカスタマイズもご相 談ください 。
カスタマイズ 項目

内容詳細

適用シリーズ電 源 電 圧 変 更

設 置 場所の電源仕様にあわせてAC10 0V⇔AC20 0Vといった電 圧 変 更や、単 相⇔三相といった相変更が可能です。また、昇温時間短縮等のヒーター容量変更も承ります。

※相変更は各シリーズ-40サイズのみ

金 網 カ ゴ サ イズ 変 更

カゴのサイズを試 料にあわせた形状・寸法で製作します。

全シリーズ

電気的安全装置の追加

安全ブレーカ⇒漏電ブレーカ、非常停止ボタンの追加、独立過昇防止装置を始めとする安全装置の追加、接続端子の変更、耐電圧増しなど、ユーザー指定の電気回路に係る安全増しを承ります。

全シリーズ

警

空焚、過圧などの警報を外部に出力し、異常状態を別室で管理できます。

全シリーズ

転 倒 防 止 対 策

床面や壁面、作業台に対して金具で固定できる構造にします。

全シリーズ

測

バリデーション等で温度センサーの挿入に必要な測定口をフタまたは缶体に追加します。

全シリーズ

報

定

出

口

追

力

加

全シリーズ

カスタマイズ一覧

間接フタインターロック機構

フタインターロック機構の無いシリーズ（MCSシリーズ，レトルト殺菌器）でフタ部にアクリル製カバーを設け、既定の温度以下でないと開けられない機構を追加します。

GMP/GLP対応

医薬品製造では必須となるGMP/GLPに対応した仕様で製作します。

繰り返し運 転 仕 様

滅菌処 理する医 療 機 器 等の熱 履 歴試 験、寿命試 験を行うために、フルオートで滅菌（- DVP型は乾燥も含める）サイクルを指定回数繰り返すことができます。

CLGシリーズ
CLG-DVPシリーズ

配管系統耐食仕様

ヘビーユースやクリーン環 境で使 用する場 合、あるいは弱酸、弱アルカリ等腐 食性物質を処 理する場合に、機器の接液部をステンレス材料に変更します。

全シリーズ

サ ニ タリ ー 環 境 対 策

サニタリー環境で使用できるよう、機器を防水、防湿、耐食仕様に変更します。

要相談

高

標高1000mを超える環境でご使用の場合に必要な仕様変更を承ります。

要相談

高 温 ・ 高 圧 対 応

標準品のカタログスペック以上の高温・高圧仕様のオートクレーブを製作します。

要相談

パ ス ボックス 構 造

壁面に設置し、両方の部屋から缶内にアクセスできる両扉構造を製作します。

MCYシリーズ

海 外 向 け 仕 様

各国の電源仕様に合わせた仕様に変更します。
ただし、圧力容 器や安全における法令上の輸出可能国に限ります。

全シリーズ

地

対

応

要相談
全シリーズ

記録計

GMP対応 例

（記録計をCLS-40M型に取り付け）11

間接フタインターロック機構 例（MCS-3032型に取り付け）

高温・高圧対応 例（200℃仕様のオートクレーブ）

高圧蒸気滅菌器 オプション
金網カゴ

品温センサー

蒸気が入り込みやすい金網構造です。
缶径、高さに応じてお選びいただけます。

適合型式
TR-24S、TR-24LＡ/B、
KTR-2322、KTR-2346A/B
TR-24LＡ/B、KTR-2346A/B

KTR-3045A/B、KTR-3065A/B、MCS-3032S、MCS-3032L、RK-3030

CLG-32L、CLG-32LDVP、
CLS-32S(DP)、CLS-32L(DP)、CLM-32L

CLG-40M(DVP)、CLG-40L(DVP)、CLS-40S(DP)、
CLS-40M(DP)、CLS-40L(DP)、CLM-40M、CLM-40L、RKZ-40Ⅱ、MCS-40、MCS-40L

品番

内寸法（直径×高さ）

定価

BW2120φ210×200mm¥14,000

BW2140φ210×400mm（税込 ￥15,400）¥18,000（税込 ￥19,800）¥18,000

BW2720φ270×200mm

BW2730φ270×300mm

BW2740φ270×400mm

BW3020φ300×200mm （税込 ￥20,900）

BW3030φ300×300mm （税込 ￥22,000）

BW3815

φ380×150mm¥24,000

BW3820φ380×200mm

BW3830φ380×300mm

BW3840φ380×400mm（税込 ￥19,800）¥19,000

品温運転

遅れ時間

制御センサー

品温センサー

制御センサー

滅菌設定時間

完了

滅菌設定
温度

¥20,000¥19,000¥20,000

スタート

滅菌設定時間

完了

スタート

プリンター
運転開始時の日時を印字すると共に、制御温度、品 温センサー（オプ ション ）、圧 力（ C LG シリー
ズ）を一定間隔で印字します。

（税込 ￥26,400）¥25,000（税込 ￥27,500）★対象機種：CLM、CLG、CLSシリーズ¥28,000（税込 ￥30,800）

強制冷却ファン

★対象機種：CLM、CLSシリーズ
内寸法（直径×高さ）

BW2120、BW2140

DH2036

φ203×60mm

BW2720、BW2730、BW2740

DH2676

φ267×60mm

BW3020、BW3030

DH2896

φ289×60mm

BW3815、BW3820、BW3830、BW3840

DH3636

φ363×60mm

定価

ファン
無し

オプション

¥32,000（税込 ￥35,200）

滅菌工程終了と同時に冷却ファンが作動し、運転完了（80℃）まで缶
壁を送 風 冷 却します。自然 冷 却に比べ、冷却行程が約60%短縮されます。
（当社比/缶内無負荷状態）
品番

ファン
付き
滅菌工程
スタート

冷却工程

約60%短縮¥8,000（税込 ￥8,800）¥8,000（税込 ￥8,800）¥9,000（税込 ￥9,900）¥10,000（税込 ￥11,000）

記録計
温度センサー、圧力センサーと共に設置して缶内の温度・圧力を測定・記録できます。日々の運転記
録 に 必 要なG M P 管 理 計 測 器で す。チャート式 、
ペーパレス式どちらも選択可能です。
★対象機種：全シリーズ（CLMシリーズを除く）

滅菌容器

自動給水（プレヒート機能付）

金網カゴではこぼれてしまう液体や土砂、廃棄物を直接投入する際に使用します。

わずらわしい運転ごとの水量確認・手動補給をなくし、スタート時水道栓から適正な水位に自動補給した後に運転を開始します。プレヒート機
能は、滅菌物収納前に、設定温度にて予熱しておくことで運転時間の短縮が図れます。

●卓上型のKTR-2322、TR-24Sは滅菌容器を使用すると容器内の空気が抜けにくく滅菌不良を引き起こします。滅菌容器の使用を前提とする場合は、縦長のKTR-2346、TR-24Lをご選定ください。
●上下に重ねての使用はできません。下段容器内の空気が抜けず
滅菌不良になります。

品番

内寸法（直径×高さ）

TR-24LＡ/B、KTR-2346A/B

VN2121

φ210×210mm

KTR-3045A/B、KTR-3065A/B、CLG-32L(DVP)、
CLS-32S(DP)、CLS-32L(DP)、CLM-32L

VN2727

φ270×270mm

CLG-40M(DVP)、CLG-40L(DVP)、CLS-40S(DP)、
CLS-40M(DP)、CLS-40L(DP)、CLM-40M、CLM-40L、MCS-40、MCS-40L

通常の運転

制御
品温

（税込 ￥22,000）

吹きこぼれた液体等を受けることで機器の汚れを抑えることができます。
標準付属の金網カゴに入れて使用し
ます。

適合型式

★対象機種：CLM、CLG、CLSシリーズ（記録計に接続する場合は品温運転モードの対応は不可）（税込 ￥20,900）

カゴ底収納皿

適合金網カゴ品番 ※上記金網カゴのサイズにより選択液体等の滅菌物中心部または近傍の温度を確認することができます。また、品温運転
モードにすることで、品温センサーによる
タイマースタートが可能となり、より信頼性の高い滅菌が可能です。

VN3630

φ360×300mm

定価¥22,000（税込 ￥24,200）¥30,000（税込 ￥33,000）¥40,000（税込 ￥44,000）

上記オプションについては製品ご購入後も追加購入可能です。

★対象機種：CLM、CLG、CLSシリーズ

電源仕様変更建屋側の電源事情に合わせた変更も承ります。
★対象機種：全シリーズに対応可能

AC100V
AC200V

上記オプションについては製品ご注文時のみ承ります。

12

レトルト殺菌器
小ロット生産用

研究開発用

RKZ-40Ⅱ/RK-3030

RKZ-40Ⅱはレトルトパウチや缶･瓶詰などの生産に最適
RK-3030はこれらに加え、破袋しやすいプラスチックケースにも対応可能
多種多様な条件設定ができる研究開発用としても使用可能です

HACCP ISO22000 FSSC22000 校正サービス

動画解説

RKZ-40Ⅱ

レトルト殺菌器

なぜ今レトルトなのか
家庭環境の変化、気候変動による保存食品の在り方、コ
ロナウイルスの 世 界 的な蔓 延による外 食 産 業 の 再 構 築など、常 温 流 通できるレトルト食 品が改 めて 認 識されて おり
生産量も右肩上がりに増加しています。
加えて持続可能な開発目標（SDGs）の重要課題として、
食 品 の 流 通 形 態を見 直してフードロスを削 減 する取 組 みや、海洋資源を守るためのプラスチックに代わる包装資材の開発が盛んに行われています。
私たちはこれら
新し い 業 態 や 研
究開発を支援する装置をラインナッ
プしています。

RK-3030

活用事例● 食品関係・試食品の小ロット生産
・プライベートブランドの小ロット生産
・調理の仕込み時間短縮● 美容関係・試供品の小ロット生産・サプリメント等の小ロット生産● 医療・福祉関係

・食材長期保存に最適
・フードロスの最小限化
・調理の仕込み時間短縮● 包装資材・新資材の研究開発
・バースト/印刷/溶出テスト

F値運転を標準装備

商品製造の流れ

標準付属の品温センサー&記録計を用い、品温センサーを食材（サンプル）に挿 すことで、設 定したF値で 殺菌 運 転 が 可能です。よって確実な殺菌が可能です。
制御 温度

品温1 温度

120.3℃

品温2 温度

121.2℃

120.8℃

制御 F値

品温1 F値品温2 F値

2.8

4.7

4.5

グループ2

2019/09/24 18:34:05

DISP

40min

+÷
−×

321
56

社内デモ承ります。
購入前に効果・風味の確認をしたい● 特殊なパウチのため、殺菌できるか不安●

その様な疑問に対してサンプルテストをお受けいたします。

13

4

制御 温度

品温1 温度品温2 温度制御 F値

品温1 F値品温2 F値

120.3℃
2.8

121.2℃
4.7

120.8℃
4.5

DISP/

ENTER

F値とは

殺菌強 度を示す値であり、食品衛生法ではレトルト食品 の 場 合 、F 値 4 以 上で 殺菌することが求められています。

RKZ-40Ⅱのメリット
冷却パターンが選べます

レトルト食品は、高温に晒される時間が長いほど食材の煮崩れや焦げ臭、変色が進み商品価値が下がるため、殺菌後は速やかに温度を下げる必要があります。そのため、殺菌後に冷却水で食材を急冷する機能を備えています。
通常のシャワー冷却に加え水没 冷却も対応 可能で、缶詰 等の冷えにくい物も効率よく冷やすことができます。

シャワー冷却

水没冷却RK-3030のメリット
熱水殺菌運転が可能

標準の蒸気殺菌運転だけでなく、熱水殺菌運転が選択できます。
熱水殺菌は、熱 浸透性の低い食品（肉・魚・野菜のかたまり等）や包装物（缶詰,瓶詰,真空包装し水に浮かないレトルトパウチ等）を処理する場合に適しています。
食材を水没させるため、蒸気殺菌に比べ収納場所による温度ムラが抑制されます。

準備加熱により殺菌時間を短縮

内容物設置

内容物設置

缶内温度を準備状態（90℃…可変）にしてから食材を入れること
で殺菌時間を短縮でき、食材の熱変性を抑えることができます。

多段圧力制御「小規模事業」に適したサイズと処理量

殺 菌 工 程・冷 却 工 程 で 各 2 段 階 の 加 圧 設 定 が 設 けられ 細 や かな 処 理 が 可 能 で す 。こ れ に よりパ ウチ の 変 形 を 防ぐことが できます。
この 機 能 により､ゼリーカップ やコンタクトレンズ 等 の 容 器 が変 形､破 袋しにくくなります。

食品の形態に合わせた様々なレイアウトが可能です。全て自動で行うため、運転中は別の作業が可能で時間を有効に使えます。
運転1回あたりの最大挿入量は以下の通りです。
（ ）内は包装サイズ

レトルト殺菌器

自立パウチ：60個（180㎜×140㎜×30㎜）

平型パウチ（平置き）：60個（180㎜×140㎜×20㎜）

冷却用シャワーの温度設定が可能

冷却用水を常温〜70℃で調整できます。
殺菌 終了後の冷 却シャワー開 始時に、温 水で冷 却工程を行うことで、容器やパウチの急冷による変形や破袋を防ぎます。

オプション
平型パウチ（縦置き）：96個（180㎜×140㎜×20㎜）

缶詰：54個（4号缶φ75㎜×110㎜）

観察窓・缶内照明：内容物の状態を観察できます。
排水冷却ユニット：耐熱の排水設備が無い場合に使用します。
● 真空包装機：用途に応じたサイズ・仕様をご提案します。
●
●

オプション
給水圧送装置：水道圧が0.2MPa以下の場合に使用します。
排水冷却ユニット：耐熱の排水設備がない場合に使用します。
● 真空包装機：用途に応じたサイズ・仕様をご提案します。
●
●

型

式

RKZ-40Ⅱ

RK-3030

缶内有効寸法/総容積φ400×H650mm/96L

φ300×H450㎜/37L

外 寸 法 / 重 量

W920×D560×H1130mm/115kg（コンプレッサー重量除く）

W1050×D470×H1000mm/134kg（コンプレッサー重量除く）

殺菌温度（常用最高圧力）

60℃〜121℃（0.170MPa）

80℃〜140℃（0.340MPa）

殺

菌

時

間

1秒〜99分59秒

圧 力 容 器 種 別
安

全

装

置

0〜5時間00分
小型圧力容器

フタ締め確認装置・空焚防止装置・温度過昇防止機能・過圧防止装置
センサー断線検知・漏電ブレーカ・圧力安全弁・水位検知機能・コンプレッサー保護回路

フタ締め確認装置・フタ挟まれ防止機構・空焚防止装置・温度過昇防止機能・過圧防止装置
センサー断線検知・漏電ブレーカ・圧力安全弁・水位検知機能・コンプレッサー保護回路

必 要 な 電 源

本体：AC200V，単相，30A以上 コンプレッサー：AC100V, 15A以上

AC200V，三相，40A以上

電源接続部の形状

本体：アース線含む3芯ケーブル・先端丸端子 コンプレッサー：アース付プラグ

アース線含む4芯ケーブル・先端丸端子¥2,500,000（税込 ¥2,750,000）¥3,300,000（税込 ¥3,630,000）

価

格

14

メディクレーブ

CLMシリーズ

術具を始めとする器具から液体、医療用廃棄物まで多様化する総合病院、クリニック、美容医療、動物病院等場所を選ばない竪型省スペースの医療用オートクレーブ
医療用

集中フタロック機構

動画解説

操 作 パ ネル 中 央 にあるロックレバーをスライドするだけで圧力容器が密閉されます。

長手の器具も収容できる縦長構造

CLM- 40L型は長さ800 ㎜程 度の器具を収納することが で き 、そ れで いて 設 置 スペ ース は
1m×1m内に収まります。

臨床検査に必要な「液体滅菌」も可能

液体 の滅 菌に最 適な「滅 菌 - 保 温」モード、「溶
解-保温」モードを標準装備しています。多量の液 体もオプションの品 温センサーにより滅 菌条件を設定できます。

CLM-32L
CLM-40L

医療用高圧蒸気滅菌器

水冷装置により排出蒸気を水滴化

排出蒸気を内部で冷却して水滴化するので、周囲環境の湿 度を上げず、処理中のニオイも抑えます。

最高温度138℃（CLM-32L）

CLM-32L型は医療現場で必要とされる135℃、3〜4分の器具滅菌に対応できます。

必要なユーティリティは電源のみ

水 道 や 排 水 設 備 などの 配 管 接 続 も 必 要 ありませ ん 。ユー ティリ
ティに制約のある診 察室やオフィスビルに 構えたクリニックでも使用できます。

設置届不要の「小型圧力容器」を採用

設 置に際して特別な手 続きは必要ありません。専門機関による定期点検の必要が無い ※ため、ランニングコストを抑えることができます。
※労働安全衛生法で定める「自主点検」の実施義務はあります。

型

式

CLM-32L

CLM-40M

CLM-40L

缶内有効寸法/総容積φ320×H660mm/62L

φ400×H660mm/97L

φ400×H820mm/117L

外 寸 法 / 重 量

W550×D620×H990mm/71kg

W620×D720×H1000mm/88kg

W620×D720×H1160mm/95kg

滅菌温度（常用最高圧力）

100℃〜138℃（0.260MPa） 100℃〜127℃（0.170MPa） 100℃〜123℃（0.140MPa）

滅

菌

時

間

0分〜48時間00分

溶解温度/時間

40℃〜99℃ / 0分〜48時間00分

保温温度/時間

40℃〜60℃ / 0分〜48時間00分

圧 力 容 器 種 別

小型圧力容器安全装置必 要 な 電 源
電源接続部の形状
金網カゴ/個数
医 療 機 器 種 別
価格◆オプション各種

フタインターロックシステム・空焚防止装置・温度過昇防止機能・過圧防止装置・センサー断線検知・停電時メモリ機能・漏電ブレーカ・圧力安全弁
AC100V, 20A以上またはAC200V，15A以上（オプション）

AC200V, 20A以上

品温センサー

AC100V

アース線を含む3芯ケーブル・先端丸端子
φ300×300mm/2個

φ380×300mm/2個

φ380×400mm/2個

管理医療機器（クラスⅡ）
・特定保守管理医療機器¥658,000（税込 ¥723,800）¥851,000（税込 ¥936,100）¥893,000（税込 ¥982,300）

AC200V
プリンター※詳細は12ページ参照

15

強制冷却ファン

装置電圧変更（CLM-32Lのみ）

大型インキュベーター

ITDシリーズ

エアジャケット加 温 方 式の大 型ワイド構 造
ステップ 運 転を含むプログラム機 能を標 準 搭 載
一度に多量の培 養 工程に最 適なシリーズです

GMP/GLP 対応可能

ITD-120

プログラム機能付コントローラー

大容量と精密な温 度制御を両立させました。中間柱が無いため、長手の収納物や多量のシャーレを積載することができます。

定値 運 転の 他に1メモリ―・最 大8ステップ 運 転プログラムを組
むことができます。

エアジャケット加温・槽内自然対流方式

槽を直接 加温しないエアジャケット構 造のため槽内は無 風の自然対流で、試料の乾燥や汚染を防ぎます。

恒 温 器︵ イ ン キュベー タ ー ︶内槽幅1000〜1600㎜のワイド構造

二重扉を採用内扉を開放することなく槽内を観察できるため、槽内温度の変動を抑えることができます。

型

式

ITD-100

ITD-120

ITD-140

ITD-160

槽内寸法W×D×H/内容積1000×600×700mm/420L

1200×600×900mm/648L

1400×600×1000mm/840L

1600×700×1250mm/1400L

外寸法W×D×H/重量1200×820×1650mm/150kg

1400×820×1750mm/220kg

1600×820×1750mm/260kg

1800×920×1850mm/300kg

使

用

温

度

室温+5℃〜60℃

温 度 分 布 精 度±1.5℃（at 37℃, 槽内中心部 上中下3点測定, 無負荷時）

槽 内 対 流 方 式

自然対流（無風）プ ログラム 運 転
外

扉 / 内

1メモリ― 最大8ステップ

扉

外扉：観音開き / 内扉：観音開き

セ ン サ ー ポ ート
安全装

φ46㎜×1箇所 向かって左側面に設置

置

温度過昇防止装置・独立過昇防止器・センサー断線検知・漏電ブレーカ

必 要 な 電 源

AC100V, 15A以上

電源接続部の形状
棚板枚数（耐荷重/枚）価

格

アース刃付プラグ2枚（15kg/枚）

3枚（30kg/枚）

3枚（50kg/枚）

3枚（50kg/枚）¥792,000（税込 ¥871,200）¥1,122,000（税込 ¥1,234,200）¥1,562,000（税込 ¥1,718,200）¥1,914,000（税込 ¥2,105,400）●温度分布精度は室温23℃±5℃での値です。

16

大型低温インキュベーター

ILDシリーズ

温 度分布 性能を重 視した強 制 対 流 式を採 用
大容量のため多量の試 料が 挿入でき 、3℃まで 低 温制 御が 可能な大 型低 温恒 温器

GMP/GLP 対応可能

ILD-110HG

ILD-150

恒 温 器︵ イ ン キュベー タ ー ︶3℃からの低温仕様で大型・ワイド構造

観察窓と照明が付いたILD-110HG型

プログラム機能付コントローラー

二重扉を採用したILD-120、ILD-150

大容量と精密な低温制御を両立させました。中間柱が無いため、長手の収納物や多量のシャーレを積載することができます。

連続運転の他に、1メモリー・最大8ステップの運転プログラム設
定が可能です。
連続運転

プログラム運転（1ステップ）

温度

温度

室温

室温

設定温度
（3℃以上）

設定温度（3℃以上）

連続運転

設定時間

時間

時間

プログラム運転（4ステップ）温度

外扉の観察窓と槽内の蛍 光灯により、扉を閉めた状 態で試 料を確認することができます。

内扉を開放することなく槽内を観察できるため、槽内温度の変動を抑えることができます。

槽内強制対流方式
循 環ファンにより槽 内 は常に 微 風 が 流 れており 、応 答
性の高い温 度コントロールが 可能です。また、大容量でありながら高い温 度分布 精度を確保しています。

設定温度3
室温
設定温度2
設定温度4
設定温度1
（3℃以上）

側面図
設定時間1

型

式

設定時間2

設定時間3

設定時間4

ILD-110HG

時間

ILD-120

1000×600×1060mm/636L

1200×600×900mm/648L

1500×600×1000mm/900L

外寸法W×D×H/重量1120×780×1730mm/220kg

1400×850×1720mm/270kg

1700×850×1820mm/340kg

使

用

温

度

3℃〜50℃

温 度 分 布 精 度±1.0℃（at 20℃, 槽内中心部 上中下3点測定, 無負荷時）

槽 内 対 流 方 式

強制対流プ ログラム 運 転1メモリー 最大8ステップ

外

扉 / 内

扉

外扉：観音開き/内扉：なし

セ ン サ ー ポ ート
冷

凍

安

全

装

置

空冷凝縮式
200W

格

300W

AC100V, 15A以上

電源接続部の形状
価

冷媒：R134a

200W

温度過昇防止装置・独立過昇防止装置・センサー断線検知・ヒーター断線検知・ファンモーター用サーマルリレー・漏電ブレーカ

必 要 な 電 源
棚板枚数（耐荷重/枚）

外扉：観音開き/内扉：観音開き
φ46㎜×1箇所 向かって左側面に設置

機

冷凍機圧縮機の定格出力

アース刃付プラグ4枚（15kg/枚）

3枚（50kg/枚）

3枚（50kg/枚）¥1,408,000（税込 ¥1,548,800）¥1,760,000（税込 ¥1,936,000）¥2,145,000（税込 ¥2,359,500）●温度分布精度は温室23℃±5℃での値です。●冷凍機の霜取り時には短時間一定の温度上昇があります。

17

ILD-150

槽内寸法W×D×H/内容積

竪型送風恒温・乾燥器

限られたスペースで 最 大限の収 納量
用途に合 わせた縦 風 方 式と横 風 方 式をラインナップ
乾 燥 以 外にも使 用できる万能 処 理 槽

RT/RY・ST/SYシリーズ

2種類の送風方式の特徴

縦 風 方向の対 流（R T/STシリーズ）は熱 対 流と同じ方向のため
試 料に熱が伝わりやすく、横 風方向の対 流（RY/SYシリーズ）は風を遮りにくいため槽内の温度均一性を高める特長があります。

ST/SY-120HG

RT/RY-120HM

縦風循環式 装置側面図（RT/STシリーズ）

横風循環式 装置正面図（RY/SYシリーズ）

培養器としても使用可能（RT/RY型）

定値 運 転の 他に、1メモリー8ステップのプログラム運 転を利用
すれば、熱履歴による反応試験槽としても使用可能です。

様々な用途に利用可能（ST/SY型）

様々なオプション・特注対応● 記録計、
温度センサー追加● 内槽サイズ拡張・縮小● 棚板耐荷重増し等の様々な特注も承ります。
（詳細は25･26ページ）

型

式

槽内寸法W×D×H/内容積

RT-120HL

RT-120HG

RY-120HM

RY-120HL

RY-120HG

600×500×1200mm/360L

800×500×1200mm/480L

1000×600×1200mm/720L

530×550×1200mm/350L

730×550×1200mm/480L

930×700×1200mm/780L

ST-120HM

ST-120HL

ST-120HG

安

全置

SY-120HL

SY-120HG

横風循環式
1メモリー 最大8ステップ

片開き（向かって左側を開閉）
装

SY-120HM

縦風循環式

プ ログラム 運 転扉

使用温度:50℃〜200℃の幅広い温度設定により乾燥以外の用途でも使用可能です。
● 乾熱滅菌● 樹脂コーティングの硬化処理● アニーリング ● 原料の低温保管（50℃以上）RT-120HM

槽 内 対 流 方 式

セ ン サ ー ポ ート

使用温度:室温+5℃〜100℃の温風を循環させることにより、試料入れ替え後の温 度安定 が早い培養 器としても使 用可能です。
また運転中に試料の確認ができる観察窓を標準装備。

片開き（向かって左側を開閉）

観音開き

観音開き

φ23㎜×1箇所 天面に設置

φ23㎜×1箇所 向かって左側面に設置

温度過昇防止装置・独立過昇防止装置・センサー断線検知・ヒーター断線検知・ファンモーター用サーマルリレー・漏電ブレーカ
4枚（15kg/枚）

4枚（15kg/枚）

4枚（30kg/枚）

4枚（15kg/枚）

4枚（15kg/枚）

4枚（30kg/枚）

外寸法W×D×H/重量

710×680×1730mm/118kg

920×680×1730mm/144kg

1120×780×1750mm/221kg

710×690×1770mm/126kg

920×690×1770mm/150kg

1120×840×1770mm/227kg

RT/RY

棚板枚数（耐荷重/枚）

使 用 温 度

室温＋5℃〜100℃

温度分布精度±1.5℃（at 37℃および70℃）

必要な電源

AC100V, 15A以上

電源接続部の形状

アース刃付プラグ価

槽内中心部 上中下3点測定, 無負荷時

AC200V, 15A以上

AC100V, 15A以上

アース線を含む
3芯ケーブル先端丸端子

アース刃付プラグ

AC200V, 15A以上
アース線を含む
3芯ケーブル先端丸端子

ST/SY

格

¥647,000（税込 ¥711,700）¥884,000（税込 ¥972,400）¥1,144,000（税込 ¥1,258,400）¥763,000（税込 ¥839,300）¥1,019,000（税込 ¥1,120,900） ¥1,263,000（税込 ¥1,389,300）

外寸法W×D×H/重量

710×700×1730mm/122kg

920×700×1730mm/148kg

1120×800×1750mm/225kg

710×720×1770mm/128kg

920×720×1770mm/154kg

使 用 温 度50℃〜200℃

温度分布精度±1.5℃（at 70℃）, ±2.5℃（at 150℃） 槽内中心部 上中下3点測定, 無負荷時

必要な電源

AC100V, 20A以上

AC200V, 15A以上

電源接続部の形状
価

格

乾燥機

プログラム運転機能付き

AC200V, 20A以上

AC100V, 20A以上

アース線を含む3芯ケーブル¥656,000（税込 ¥721,600）¥909,000（税込 ¥999,900）¥1,188,000（税込 ¥1,306,800）

AC200V, 15A以上

1120×870×1770mm/231kg

AC200V, 20A以上

先端丸端子¥783,000（税込 ¥861,300）¥1,060,000（税込 ¥1,166,000） ¥1,329,000（税込 ¥1,461,900）●温度分布精度は温室23℃±5℃での値です。

18

粉体・土壌用乾燥器PWシリーズ整流された横風方式と汚れに強いオールステンレスボディにより、粉体・土壌や農作物等の乾燥、土壌の殺菌処理に最適
槽内水洗いが可能

GMP/GLP 対応可能対象物（例）

コーンスターチ

粉末肥料

農作物

PW-120HM

PW-120HL / HG（バットは積載例です）

スパイス類

乾燥器

SDGsへの貢献

槽内を水洗いできます

棚板の多段積載に適した
横風方向の対流

幅広い使用温度範囲とプログラム運転

完 全 シ ール 構 造 の 内 槽のため、槽内を飛 散し付着 した 土 汚 れ や 粉 末 を水洗いできます。

持 続 可能な開発目標（SD G s）の重 要課
題として、フードロスを削 減 する取 組みが盛んに行われています。農業や水産加工において発 生する廃 棄 物 や 食 品 残 渣
を利 用した再生 産 や研 究 開 発を支 援する装置として使用可能です。

風を 遮りにくいため、槽内の 温 度 均 一 性を高める特長があります。
また、風 量可 変 装 置により風 速を調 節して試料の飛散を防ぎます。

型式

使 用温 度が 室 温+10℃〜20 0℃と、乾 燥のみならず、熱 処 理や
乾熱滅菌としてもご使用いただけます。
また、1メモリー8ステップのプログラム運転を利用すればさらに用途が広がります。

PW-120HM

PW-120HL

PW-120HG

槽内寸法W×D×H/内容積

530×550×1200mm/350L

730×550×1200mm/480L

930×700×1200mm/780L

外寸法W×D×H/重量

740×810×1850mm/230kg

960×810×1850mm/270kg

1160×960×1850mm/310kg

使

用

温

度

室温+10℃〜200℃

温 度 分 布 精 度±1.5℃（at 70℃）, ±2.0℃（at 150℃） 槽内中心部 上中下3点測定, 無負荷時

槽 内 対 流 方 式

横風循環式

プ ログラム 運 転扉1メモリー 最大8ステップ
片開き（向かって左側を開閉）

セ ン サ ー ポ ート
安

全

装

置

温度過昇防止装置・独立過昇防止装置・センサー断線検知・ヒーター断線検知・ファンモーター異常検知・漏電ブレーカ
AC200V, 15A以上

電源接続部の形状
棚板枚数（耐荷重/枚）
価

格

観音開き
φ48㎜×1箇所 向かって左側面に設置

必 要 な 電 源

19

土壌殺菌や種子AC200V, 20A以上

アース線を含む3芯ケーブル

先端丸端子

4枚（20kg/枚）

4枚（20kg/枚）

4枚（20kg/枚）¥1,408,000（税込 ¥1,548,800）¥1,716,000（税込 ¥1,887,600）¥2,035,000（税込 ¥2,238,500）

大型熱風循環乾燥器

GTRシリーズ

農業分 野から工 業分 野まで 幅 広い用途で使 える
大 型 /大容量の熱 風循 環乾 燥 器 最高温 度3 0 0℃のため、大 型器 具の乾 熱 滅 菌用にもお使いいただけます

GMP/GLP 対応可能

GTR-150整流された横風方式

勾配制御により、異なる処 理 量でも毎回安定した熱 処 理が 可能となります。

内槽床面に積載可能

乾燥器

風を遮りにくい横 風方式と層流構造の最適化により槽内の温 度
均一性を高め、より良い温度分布と乾燥効率を実現しました。

勾配制御が可能

棚板を使用せず直接床面に最大500kgまで積載が可能です。

様々な用途に利用可能● 器具、
農作物の乾燥

● 樹脂コーティングの硬化処理● エンドトキシンの不活化● 原料の保管● 乾熱滅菌● アニーリング

豊富なオプション・カスタマイズ実績

幅広い使用温度範囲

使 用温 度:室 温+15℃〜3 0 0℃の範囲で使 用可能。排気 量 調 節
ダンパーの開閉により、様々な用途でご使用いただけます。

● 風量可変装置● ワゴン積載仕様

● 表示灯

● 記録計

● 棚板耐荷重増し● 中間柱なし（GTR-150,200）● パスボックス構造（詳細は25ページ）

最大8メモリーのプログラム運転

それぞれの用途によって最大8種のプログラムが設定可能
型

式

GTR-100

GTR-120

GTR-150

GTR-200

槽内寸法W×D×H/内容積1000×800×1200mm/960L

1200×900×1200mm/1296L

1500×1000×1500mm/2250L

2000×1000×1500mm/3000L

外寸法W×D×H/重量

1790×1150×1700mm/450kg

1990×1250×1700mm/500kg

2290×1350×1970mm/700kg

2790×1350×1970mm/800kg

使

用

温

度

温 度 分 布 精 度

室温+15℃〜300℃±2.0℃（at 100℃）, ±4.0℃（at 250℃）槽内9点測定，無負荷時±2.0℃（at 100℃）, ±6.0℃（at 250℃）槽内9点測定，無負荷時

槽 内 対 流 方 式

横風循環式

プ ログラム 運 転8メモリー 最大32ステップ（勾配制御含む）

扉

観音開き

セ ン サ ー ポ ート

φ23㎜×1箇所 向かって左側面に設置

安

全

装

置

必 要 な 電 源

温度過昇防止装置・独立過昇防止装置・センサー断線検知・ヒーター断線検知・ファンモーター異常・漏電ブレーカ・非常停止スイッチ
AC200V,三相,30A以上

AC200V,三相,40A以上

電源接続部の形状
棚板枚数（耐荷重/枚）価

格AC200V,三相,60A以上

アース線を含む4芯ケーブル

先端丸端子

中間柱なし、3枚（50kg/枚）¥1,727,000（税込 ¥1,899,700）¥2,145,000（税込 ¥2,359,500）

中間柱あり、左右4枚（50kg/枚）計8枚¥2,618,000（税込 ¥2,879,800）¥3,366,000（税込 ¥3,702,600）●GTR-120,-150,-200は労働安全衛生法における乾燥設備に該当するため、設置届けおよび点検義務があります。
（詳細は27ページ）

20

クリーン器具乾燥器

SBシリーズH EPAフィルター 搭 載でJ ISクラス6 相当の槽内 清 浄度を実現する器 具 乾 燥 器

SB-120HM

SB-120HL

クリーン度クラス6相当の乾燥・保管環境
乾燥器

HEPAフィルターにより槽内清 浄度をクラス6（温 度安定時･対 象粒 径 0.5μm）相当に抑える送風循環乾燥器です。電源投入中は乾燥運転を行わない状態でも槽内に風を循環させることで常にクリーンな状態を保ちます。

操作パネル

排気口

●JIS規格（JIS B 9920）、米国連邦規格（Fed.Std.209D）における清浄度と無菌医薬品製造区域の非作業中の清浄度（EU-GMP）との比較
JIS B 9920
クラス3
クラス4
クラス5
クラス6
クラス7
クラス8

Fed. Std. 209D
クラス1
クラス10
クラス100
クラス1,000
クラス10,000
クラス100,000

中温度乾燥・保管

式

扉

̶
̶
グレードA
グレードB
グレードC
グレードD

送風機
給気口

プレ
フィルター

差圧計

HEPAフィルターの目詰まりが圧力として表れ、交換時期がわかりやすくなっています。

SB-120HM

側面図

SB-120HL

SB-120HG

槽内寸法W×D×H/内容積600×500×1200mm/360L

800×500×1200mm/480L

1000×500×1200mm/600L

外寸法W×D×H/重量

720×930×1730mm/150kg

930×930×1730mm/180kg

1130×930×1730mm/220kg

使

用

温

度

室温+5℃〜80℃

温 度 分 布 精 度±4.0℃（at 70℃, 槽内中心部 上中下3点測定, 無負荷時）

槽 内 対 流 方 式

送風循環式（上下方向）

プ ログラム 運 転1メモリー 最大8ステップ

清

浄

度

温度安定時 クラス６（対象粒径0.5μm）

フ ィ ル タ ーHEPAフィルター（プレフィルター：不織布フィルター）片開き（向かって左側を開閉）

扉
安

全

装

置

温度過昇防止装置・独立過昇防止器・センサー断線検知・サーマルリレー・漏電ブレーカ・ヒーター断線検知

必 要 な 電 源

AC100V, 15A以上

電源接続部の形状

アース刃付プラグ

棚板枚数（耐荷重/枚）
価

格

観音開き
φ22㎜×1箇所 向かって右側面に設置

セ ン サ ー ポ ート

21

ヒーター

EU-GMP
厚労省･無菌医薬品 製造指針

製 薬・食 品ラボの 器 具 類 乾 燥、耐 熱 温度が低い試料の乾燥・保管に最適です。

型

HEPA
フィルター

AC100V,20A以上
アース線を含む3芯ケーブル

ステンレス網製 3枚（15kg/枚）¥1,276,000（税込 ¥1,403,600）¥1,617,000（税込 ¥1,778,700）

AC200V,15A以上
先端丸端子
ステンレス網製 3枚（30kg/枚）¥2,024,000（税込 ¥2,226,400）

クリーンオーブン

DCHシリーズ

J ISクラス5 相当の 清 浄度・最高温 度3 0 0℃
無 塵 環 境の 恒 温乾 燥・熱 処 理・乾 熱 滅 菌に
省スペース・大容量・高 精度クリーンオーブン

GMP/GLP 対応可能

DCH-120HM

DCH-120HL/HG●JIS規格（JIS B 9920）、米国連邦規格（Fed.Std.209D）における清浄度と無菌医薬品製造区域の非作業中の清浄度（EU-GMP）との比較

水平層流循環式と信頼の高い耐熱HEPAフィルターを採用して、高精度な温 度分布と安定したクリーン度（温 度安定時･クラス5･
対象粒径0.5μm）を実現しています。

JIS B 9920

Fed. Std. 209D
クラス1
クラス10
クラス100
クラス1,000
クラス10,000
クラス100,000

クラス3
クラス4
クラス5
クラス6
クラス7
クラス8

最高温度300℃、エンドトキシンの不活化にも300℃までの恒温乾燥・熱処理や熱風式乾熱滅菌器（理化学用）など幅広くお使いいただけます。

EU-GMP
厚労省･無菌医薬品 製造指針

乾燥器

クリーン度クラス5相当の高い槽内清浄度を実現

̶
̶
グレードA
グレードB
グレードC
グレードD

差圧計
HEPAフィルターの交換時期がわかります。HEPAフィルターの脱着は、槽内から行えます。

発塵対策仕様も対応可能
クリーンルーム内の発塵対策として、ステンレス無塗装の特 注仕様も承ります。
（詳細は25ページ）
型

式

DCH-120HM

ガラス器具の乾熱滅菌

無菌製剤用ホッパーのエンドトキシン不活化処理

DCH-120HL

半導体ウエハーのアニール処理DCH-120HG

槽内寸法W×D×H/内容積600×500×1200mm/360L

800×500×1200mm/480L

1000×500×1200mm/600L

外寸法W×D×H/重量840×1140×1990mm/330kg

1040×1140×1990mm/390kg

1240×1140×1990mm/460kg

使

用

温

度

室温+50℃〜300℃

温 度 分 布 精 度±5.0℃（at 300℃, 槽内中心部 上中下3点測定, 無負荷時）

槽 内 対 流 方 式

送風循環式

プ ログラム 運 転8メモリー 最大32ステップ（勾配制御含む）

清

浄

度

温度安定時 クラス5（対象粒径0.5μm）

フ ィ ル タ ー
扉

耐熱HEPAフィルター
片開き（向かって左側を開閉）

セ ン サ ー ポ ート
安

全

装

置

必 要 な 電 源

温度過昇防止装置・独立過昇防止器・ヒーター室過昇防止装置・ドアスイッチ・サーマルリレー・センサー断線検知・漏電ブレーカ・盤内サーモスタット
AC200V, 三相, 30A以上

電源接続部の形状
棚板枚数（耐荷重/枚）
価

格

観音開き
φ48㎜×1箇所 向かって左側面に設置

アース線を含む4芯ケーブル

AC200V, 三相, 40A以上
先端丸端子

ステンレス丸棒製 3枚（15kg/枚）¥2,046,000（税込 ¥2,250,600）¥3,135,000（税込 ¥3,448,500）

ステンレス丸棒製 3枚（30kg/枚）¥4,180,000（税込 ¥4,598,000）●DCH-120HG型は労働安全衛生法における乾燥設備に該当するため、設置届けおよび点検義務があります。
（詳細は27ページ）

22

ダイオキシンフリーオーブン（浄化型乾燥器）

KKD-70FⅡ

ガラス容 器 等に付 着しているダイオキシン・薬品等を気化し微 粒子を確 実に補 集して 、器 外に排出しません 。

乾燥器

高温クリーニング

給気系フィルターを通過したクリーンエアをヒーターで加熱後、槽内へ供給することで、400℃〜500℃の処理温度を保持し、ガラス器具や陶器に付着したダイオキシン、薬品を気化させます。
気化した微粒子は、排気系フィルターで確実に捕集、除去することで排出されません。

扉セーフティロック装置

運転開始と同時にロックされ、運転中は開くことができません。
運転終了後もクリーンエアが供給され、槽内が100℃まで冷却した後に扉ロックが解除される安全構造です。

型式

725×530×630mm/242L

外寸法W×D×H/重量1170×940×1510mm/340kg

使

用

温

度

100℃〜500℃（常用使用温度450℃）

温 度 分 布 精 度±15℃（at 450℃, 槽内中心部 上中下3点測定, 無負荷時）

槽 内 対 流 方 式

送風循環式（上下方向）

プ ログラム 運 転１メモリー １ステップ

扉

片開き（向かって左側を開閉）

安

全

装

置

必 要 な 電 源
電源接続部の形状
棚板枚数（耐荷重/枚）価

23

KKD-70FⅡ

槽内寸法W×D×H/内容積格

温度過昇防止装置・独立過昇防止器
ヒーター室過昇防止装置・扉インターロック
センサー断線検知
サーマルリレー・漏電ブレーカ・ヒーター断線検知
AC200V, 30A以上
アース線を含む3芯ケーブル

先端丸端子

2枚（20kg/枚）¥2,035,000（税込 ¥2,238,500）●給気系フィルター

ポンプにより、活性炭フィルター（AC）→ HEPAフィルターを通した 清 浄 空 気 が、槽内に ポンプ で強 制 給 気されます。運 転 開 始時は、一定時間プレクリーニングした後、昇温開始します。

●排気系フィルター

気化したダイオキシン等の微粒子を、高温空気と共に槽外にポンプにより強制排出し、水冷式冷却器を通して冷却します。
活 性 炭フィルター（AC）→HEPAフィルターを通して浄 化し、微粒子を環境に排出しない構造としています。

自然対流/熱風循環式 大型乾熱滅菌器

KMDシリーズ

乾燥やエンドトキシンの不活化も可能な最高温度260℃仕様
自然対流のスリム竪型、自然対流式と熱風循環式が選択可能なワイド型の2種をラインナップ

GMP/GLP 対応可能

KMD-100HM

KMD-120HL

KMD-120 / -120F

内容量300L〜648Lのスリム型/ワイド型

過昇温に対する備え

最高温度260℃、自然対流式/熱風循環式

エンドトキシンの不活化要件をカバーする最高260℃まで設定可能です。
またワイド型には、送 風ファンを搭載することでより高い温 度分
布精度と乾燥機能をもたらす、熱風循環式KMD-100F/120F型
をラインナップしています。

GMP/GLP対応仕様

乾燥器

温 度 過昇防止装置は、温 度 調節器内とは別に独 立した装置も装備し、2重の安全対策を施しています。

占 有 面 積を抑えたスリム型KM D -10 0 H M /120 H L、余 裕 の内容量と広い開口部のワイド型KMD -10 0/120をラインナップ。
特にワイド型では、広い開口部を活かした中間柱レス構造として出し入れ時の作業性を向上させています。

記録計

槽内温度記録用の記録計（ チ ャ ート 式 や ペ ーパ ーレス式）、温 度センサーを組み込 んだ仕様などのカスタマイズ、バリデーション（IQ /OQ）も対応可能です。
（詳細は25・26ページ）

定値運転/プログラム運転

定値 運転の他、最 大8ステップまでの温 度・時間を設 定したプロ
グラム機能付きで、プログラム運転、繰り返し運転など多目的に使用できます。

型

式

KMD-100HM

KMD-120HL

KMD-100

KMD-120

KMD-100F

KMD-120F

槽内寸法W×D×H/内容積600×500×1000mm/300L

800×500×1200mm/480L

1000×600×700mm/420L

外寸法W×D×H/重量

830×730×1560mm/180kg

1040×730×1760mm/210kg

1450×780×1670mm/210kg 1650×780×1680mm/260kg 1450×780×1670mm/215kg 1650×780×1680mm/265kg

使

用

温

度

1200×600×900mm/648L

1000×600×700mm/420L

1200×600×900mm/648L

50〜260℃

温 度 分 布 精 度±6℃（at 200℃, 槽内中心部 上中下3点, 無負荷時）±4℃（at 200℃, 槽内中心部 上中下3点, 無負荷時）

槽 内 対 流 方 式

自然対流（無風）

送風循環式（上下方向）

プ ログラム 運 転
扉

1メモリ― 最大8ステップ
片開き（向かって左側を開閉）

観音開き

セ ン サ ー ポ ート
安

全

装

置

必 要 な 電 源

φ23㎜×天面1箇所
温度過昇防止装置・独立過昇防止装置・センサー断線検知・ヒーター断線検知・サーマルリレー（KMD-F型のみ）
・漏電ブレーカ
AC200V, 15A以上

AC200V,20A以上

電源接続部の形状
棚板枚数（耐荷重/枚）価

格AC200V, 15A以上

AC200V,20A以上

アース線を含む3芯ケーブル
4枚（15kg/枚）¥692,000（税込 ¥761,200）

4枚（15kg/枚）¥1,021,000（税込 ¥1,123,100）

2枚（25kg/枚）¥1,177,000（税込 ¥1,294,700）

先端丸端子3枚（25kg/枚）¥1,575,000（税込 ¥1,732,500）

2枚（25kg/枚）¥1,276,000（税込 ¥1,403,600）

3枚（25kg/枚）¥1,701,000（税込 ¥1,871,100）24インキュベーター（恒温器）
・乾燥器・乾熱滅菌器 カスタマイズ一覧
ご使 用の 環 境に合 わせたカスタマイズも承ります。詳 細 内 容をお 打ち合 わせの上、仕 様 決 定 後製 造いたします。
こちらに記 載されていないカスタマイズもご相 談ください 。

カスタマイズ一覧

カスタマイズ 項目

内容詳細

適用シリーズ電 源 電 圧 変 更

設 置 場所の電源仕様にあわせてAC10 0V⇔AC20 0Vといった電 圧 変 更や、単 相⇔三相といった相変更が可能です。また、昇温時間短縮等のヒーター容量変更も承ります。

全シリーズ

内 槽 サ イズ 拡 張・縮 小

槽の幅、奥行、高さを、設置場所、内容物にあわせてご指定の寸法で製作します。

電気的安全装置の追加

非常停止ボタンの追加、独立過昇防止装置を始めとする安全装置の追加、接続端子の変更などユーザー指定の電気回路に係る安全増しを承ります。

全シリーズ

警

過昇、センサー断線などの警報を外部に出力し、異常状態を別室で管理できます。

全シリーズ

転 倒 防 止 対 策

床面や壁面に対して金具で固定できる構造にします。

全シリーズ

棚 板 耐 荷 重 増 し標準棚板の耐荷重を超える重量物を載せたい場合に、棚・棚受を補強します。

KKD-70FⅡを除く
全シリーズ

内 槽 底 面 耐 荷 重 増し

槽の底面に重量物を直置きしたい場合に、機器底面周辺を補強構造にします。

KKD-70FⅡを除く
全シリーズ

耐 腐 食 性 向 上（内外装材質変更）

酸・アルカリ等腐食性物質を処理する場合に、機器内外装の材質変更や電気部品のコーティング処理等を施します。

KKD-70FⅡを除く
全シリーズ

中

間

柱

無

し

大 型あるいは長 手の処 理物を槽内に挿入したい 場 合に、槽内中心にある柱（中間柱）を外し、槽周囲、棚板を補強します。

GTRシリーズ

中

間

柱

追

加

左 右に試 料を分けて入れたい 場 合に、中間柱を追 加し、左 右の棚 板それぞれの高さが 変 更できます。

ITDシリーズ
KMDシリーズ

冷 凍 能 力 強 化 型

発熱する機器を槽内に入れてご使用の場合に、冷凍能力の高い冷凍機に変更し、設定温度を維持します。

ILDシリーズ

GMP/GLP対応

日々 の 温 度 管 理を行 うた め に 、温 度 セン サー 、記 録 計を 取り付 け 、医 薬 品 製 造 で 求 められ る
GMP/GLPに対応した仕様で製作します。

KKD-70FⅡを除く
全シリーズ

測

加

標準の測定口以外に、追 加温 度センサーの挿入や処 理物の電源つなぎ込みを行う際に必要な測定口を追加、または口径が変更できます。

KKD-70FⅡを除く
全シリーズ

排気口接続部変更

排気ダクトとのつなぎ込みが必要な場合、あるいは機器 側にフレキシブル排気管を取り付けて室外に排出する必要がある場合は、接続部を変更します。

乾燥器全般

クリーンルーム内発塵対策

クリーン環境において、機器自体の発塵を抑える仕様にカスタマイズします。

SBシリーズ
DCHシリーズ

ワ ゴ ン 積 載 仕 様

試 料が 積載されたワゴンごと出し入れできる仕様にカスタマイズします。

GTRシリーズ

パ ス ボックス 構 造

壁面に設置し、両方の部屋から槽内にアクセスできる両扉構造にカスタマイズします。

GTRシリーズ

海 外 向 け 仕 様

各国の電源仕様に合わせた仕様に変更します。
ただし、安全における法令上の輸出可能国に限ります。

全シリーズ

報

定

出

口

追

力

KKD-70FⅡを除く
全シリーズ

クリーンルーム

壁面
内槽高さ拡張により操作部を側面に移設

洗浄室

内槽サイズ拡張・縮小 例（STシリーズ高さ延長）

25

ワゴン積載仕様 例（GTRシリーズ台車挿入式）

パスボックス構造 例（観音開き式乾燥器天面図）

インキュベーター（恒温器）
・乾燥器・乾熱滅菌器 オプション
棚板・棚受セット

棚板レス仕様標準付属の棚板枚数を減らすことができます。
製品お見積り時にご用命ください。
★対象機種：全シリーズに対応可能

棚板耐荷重
標準耐荷重以上の積載が必要な場合は、耐荷重仕様の棚板を作成いたします。試料の重量、形状に合わせた仕様をご提案いたします。
（棚板単体の耐荷重対応、棚板を内槽に固定し耐荷重対応等）★対象機種：全シリーズに対応可能

記録計+温度センサー
標準装備の測定口から槽内に温度センサーを挿入し、槽内の温度を測定・記録できます。医薬品製造におけるインキュベーター、乾熱滅菌器のGMP管理機器としては日々の使用記録に必要な装置です。チャート
式、ペーパーレス式のいずれも選択可能です。
★対象機種：全シリーズに対応可能

記録計

RT-120HM、RY-120HM、ST-120HM、SY-120HM、PW-120HM
RT-120HL、RY-120HL、ST-120HL、SY-120HL、PW-120HL
ITD-100、ILD-110HG、RT-120HG、RY-120HG、ST-120HG、SY-120HG、PW-120HG
ITD-120、ILD-120
ITD-140、ITD-160、ILD-150
GTR-100
GTR-120
GTR-150、GTR-200
SB-120HM/HL
SB-120HG
DCH-120HM
DCH-120HL/HG
KMD-100HM
KMD-120HL
KMD-100、KMD-100F、KMD-120、KMD-120F

オプション

適合型式

定価
¥17,000（税込 ¥18,700）¥19,000（税込 ¥20,900）¥22,000（税込 ¥24,200）¥25,000（税込 ¥27,500）¥28,000（税込 ¥30,800）¥25,000（税込 ¥27,500）¥28,000（税込 ¥30,800）¥25,000（税込 ¥27,500）¥28,000（税込 ¥30,800）¥33,000

表示灯
機器の稼働状態を離れたところからでも確認できるよう、機器上面に表示灯を取り付けできます。

表示灯★対象機種：GTRシリーズにオプション設定
その他型式にも対応可能（税込 ¥36,300）¥25,000（税込 ¥27,500）¥28,000（税込 ¥30,800）¥22,000（税込 ¥24,200）¥25,000（税込 ¥27,500）¥28,000（税込 ¥30,800）

上記オプションについては製品ご購入後も追加購入可能です。

電源仕様変更建屋側の電源事情に合わせた変更も承ります。
★対象機種：全シリーズに対応可能

AC100V
AC200V

上記オプションについては製品ご注文時のみ承ります。

26

高圧蒸気滅菌器の定期点検について◆定期点検（定期自主点検義務について）

当社製造の高圧蒸気滅菌器は、労働安全衛生法施行令の圧力容器に該当し、特に内容積V（㎥）と最高圧力P（MPa）の積が0.004<PV≦0.02の圧力容器は、同法が定める小型圧力容器に分類されます。

同施行令第45条により、使用者は定期的（年1回以上）に自主点検実

施及びその記録を3年間保存することが義務付けられています。
（PV
値が0.004以下の簡易圧力容器と分類される小型の製品においても、安全にご使用いただくために年一回以上の定期点検実施を推奨しております。）

永く安全にご使用いただくため取扱説明書に同梱の自主点検表による定期自主点検の実施を推奨しております。メーカー点検（工場お預

かり・出張）
・整備（有料）も承っておりますのでお問 い 合わせくださ
い。

◆医療機器

当社高圧蒸気滅菌器の一部医療用機種は、厚生労働省で「特定保守管理医療機器」に規定されています。特定保守管理医療機器は、医療機器のうち、保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とすることから、保守点検計画の策定と適正な実施をしなければなりません。

◆耐用年数

当社製造の高圧蒸気滅菌器は、設計上耐用年数を10年（医療機器はバリデーションサービス
医薬品製造におけるGMP・GLP、食品製造におけるHACCP・FSSC22000のための機器の性能維持管理及び管理システムの構築をサポートいたします。

現在ご使用の当社機器をGMP･GLP対応への仕様変更も承ります。詳
細はご購入の販売店または当社までお問い合わせください。

【工場出荷時性能検査（FAT）】
当社工場製品出荷時において、当社所有の校正済計測器、またはオプション装着した計測器により、所定の性能を有していること（適格性）を確認し、記録文書として提出いたします。

【据付時バリデーション（IQ/OQ）】
設置場所への機器据付後、当社所有の校正済計測器により所定の性能を有していること（適格性）を確認し、記録文書として提出いたします。
新品だけでなく既設機器の移設に伴うバリデーションも承ります。

【計器キャリブレーション（計器CAL）】
当社所有の校正済基準器により、機器に付帯の計測器やOQに使用する計測器（温度センサー、圧力センサー）の単体校正、またはループ校

正（制御装置〜センサー、記録計〜センサー）を行い、所定の精度を有していることを確認し、記録文書として提出いたします。

7年）としていますが、一般的なご使用頻度や圧力容器及び機能部の【定期バリデーション（再OQ）】

点検修理･部品供給をお受けいたします。ただし、修理をしてもそのり確認し、記録文書として提出いたします。

入手困難の場合はその限りではありません。予めご了承ください。

【食品製造向け HACCP、FSSC22000 校正サービス】

使用経年劣化の実績から、状況を確認したうえで製造後15年までは

サ ービ ス情 報機能の有効性･安全性の確保が困難と判断される場合や修理部品がご使用の機器が、所定の性能を維持しているかを校正済の計測器によ新 規 購 入 ある い はご 使 用 い た だ

大型乾燥器の設置届け及び点検義務について◆乾燥設備（定期自主点検義務について）

当社製造の乾燥器のうち定格消費電力（ヒーター容量）が10kW以

いている機器が所定の温度/圧力

精度を満たしているかを校正済計

測器にて測定し、校正証明書として発行いたします。

上の機器は、労働安全衛生法施行令第六条八号において乾燥設備に該当します。

乾燥設備のご使用にあたっては、導入時の労働基準監督署及び消防局への設置届け及び乾燥設備作業主任者の選任、また1年以内に1回の定期自主点検の実施及びその記録の3年間保存が義務付けられています。定期自主点検に関しては、取扱説明書に同梱の自主点検表を使用し実施いただいております。メーカー点検・整備（有料）も承っておりますのでお問い合わせください。

機器の修理について◆無償修理

保証期間内（ご購入後1年間）における修理は、保証書の記載事項に基づき無償修理させていただきます。

◆有償修理

保証期間経過後の修理は、お客様のご依頼に基づき有償修理させていただきます。当社工場修理のほか、お急ぎの場合や大型機器の場

合、出張修理も承ります。

製品について◆医療用途について

当社製造の高圧蒸気滅菌器および恒温器は、一部機種を除いて理化
学専用機器です。医薬品医療機器等法で定める医用目的（病理・臨床検査を含む）には使用できません。詳細は販売店または当社までお問
い合わせください。

◆海外でのご使用について

本カタログ製品は、圧力容器の法令、電源電圧の関係上、日本国内での使用に限られます。海外で使用する場合はご相談ください。
（11・
25ページ カスタマイズ一覧参照）

定期点検・修理ご依頼の時は･･･
以下の内容をご確認の上、ご購入の販売店または当社までご連絡ください。その時に、以下の内容（①〜③）をお伝えください。
①機器の型式名 ②製造番号（いずれも機器に添付した銘板に記載）③定期点検の旨または修理の場合は不具合内容 ※※不具合発生時の初期対応は取扱説明書をご確認ください。

27◆電源についてAC100V、15A以下の機器は接地付きプラグコードとなります。AC100V、15Aを超える機器またはAC200V以上の機器は、原則3芯または4芯丸端子出しの出荷となります。ご指定の電源プラグがある場合は、ご注文時にご連絡ください。

AC100V,15A

YouTubeチャンネルの紹介
YouTubeチャンネルを開設しています。

日本だけでなく海外向けにも製品紹介、点検方法、メンテナンス、その他の情報を提供しています。

今後も、お客様の役に立つ情報をアップロードしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。

日本語

YouTube チ ャ ン ネ ル

海外向け

28

会社概要
会

社

名

アルプ株式会社

資本

金1000万円設 立 年 月1976年6月

代表取締役

遠藤 純也

従 業 員 数35名

敷地

1,865㎡

建物

1,980㎡

沿革

登 録・許 可ISO9001:2015, ISO13485:2016 認証取得
第二種医療機器製造販売業 13B2X10266
医療機器製造業 登録番号 13BZ200906

所 属 団 体一般社団法人 日本科学機器協会
商工組合 日本医療機器協会

主力製品

高圧蒸気滅菌器・レトルト殺菌器
恒温器・乾燥器・乾熱滅菌器

1962年 1月

東京都昭島市にて理化学研究用機器および、医療機器の製造・販売を目的として創業

1976年 6月

株式会社に組織変更

1988年 5月

東京都羽村市の現住所に工場新築移転

2004年10月

品質マネジメント国際規格ISO9001を認証取得

2015年 7月

第二種医療機器製造販売業を許可登録

2016年 9月

医療機器の品質マネジメント国際規格
ISO13485を認証取得

業務内容

理化学研究用および医療用機器の設計・製造・販売（国内・海外）
・アフターサービス

サービス拠点（メンテナンス業務委託先）

札幌・仙台・郡山・新潟・長野・松本・金沢・群馬・つくば・千葉・埼玉・神奈川
静岡・名古屋・岐阜・京都・大阪・兵庫・岡山・北九州・福岡・鹿児島

主要納入先（順不同・敬称略）
官公庁

大学● 農林水産・食品・バイオ分野

農業・食品産業技術総合研究機構、森林総合研究所、国際農林水産研究センター、
家畜衛生試験場、海洋研究開発機構、消費安全技術センター、動物衛生研究所、
各自治体食肉衛生検査所、検疫所 等● 産業分野産業技術総合研究所、物資・材料研究機構、製品評価技術基盤機構、
国立環境研究所、土木研究所、鉄道総合技術研究所、理化学研究所、
国土技術政策総合研究所、各自治体環境衛生研究所 等● エネルギー・防衛・宇宙分野

新エネルギー・産業技術総合研究機構、防衛研究所、消防研究センター、
海上保安庁・海洋情報部、日本原子力研究開発機構、電力中央研究所、科学研究所、宇宙航空研究開発機構（JAXA）等● 医療分野国立遺伝学研究所、国立保健医療科学院、国立感染症研究所、
国立がん研究センター、国立医薬品食品衛生研究所、国立予防衛生研究所、
国立水俣病総合研究センター、放射線医学総合研究所 等● その他

国立民族学博物館、国立科学博物館、量子科学技術研究開発機構、国立文化財機構、科学技術振興機構（JST）、文化財虫菌害研究所 等● 医学、理学、薬学、農学、遺伝子学、工学部 他

主要国立大学・大学院・付属研究所・附属病院
主要私立大学・大学院・付属研究所・附属病院

民間企業● 医薬、食品、化粧品、飲料、たばこ、農水産、ゴム、ガラス、セメント、

土木、化学、石油化学、鉱業、建設、繊維、電気、ガス、水道、
紙パルプ、医療・福祉、医療機器、衛生検査、運輸、鉄鋼、印刷 他
主要民間企業 研究所、工場（品質管理・生産技術）、管理施設

その他

国際協力機構（JICA）、日本赤十字社 等

主要輸出国（欧米諸国除く）

中国、ベトナム、タイ、インドネシア、マレーシア、韓国、
フィリピン、カンボジア、ネパール、インド、パキスタン、
バングラディシュ、ミャンマー、パキスタン、アラブ首長国連邦、
クウェート、サウジアラビア、イラク、パレスチナ、
トルコ、
エジプト、アルジェリア、モロッコ、南アフリカ、ホンジュラス、パナマ、エクアドル、ペルー、ボリビア 他

本社・工場 〒205-0003 東京都羽村市緑ヶ丘3-3-10
TEL.042-579-0531(代) FAX.042-579-0533
E-mail: alpco@wonder.ocn.ne.jp
URL: http://www.alpco.co.jp

ISO13485※製品の仕様及び価格は、改良のため予告なく変更する場合があります。
2023年01月発行
0705

QC-100-S-003-0001-06