P-774 シリーズ
オールフッ素樹脂パージメータ
IM-F869-J07

取扱説明書

8 版 2020 03 E
4 版 2011 03 J

＜目次＞

P—774 シリーズ
オールフッ素樹脂パージメータ

目次

はじめにお読みください■ 本書で使用しているマークについて ........................................................................................................... Ⅰ■ 一般的な注意事項 ........................................................................................................................................ Ⅰ■ 電気的接続について .................................................................................................................................... Ⅱ■ 材質について ............................................................................................................................................... Ⅱ■ 製品の一部にガラス、樹脂を使用している製品について .......................................................................... Ⅱ■ ガラス管・樹脂管面積流量計の使用について ............................................................................................ Ⅲ■ 防爆仕様で納入された製品について ........................................................................................................... Ⅲ■ 保守、点検について .................................................................................................................................... Ⅲ

1. 製品概要と記述範囲

17. 運転2. 標準外形寸法17.1 運転開始

23. 受け入れ

17.2 流量の見方

24. 保管1

7.3 運転停止時

25. 設置1

7.4 警報接点

2

6. 配管

2

7.5 警報設定点の変更

4

7.6 警報動作方向の変更

4

8. 保守

2

4

8.1 分解・清掃

48.2 予備品

4㸺ࡣࡌࡵ࡟࠾ㄞࡳࡃࡔࡉ࠸㸼Ϩࡣࡌࡵ࡟࠾ㄞࡳࡃࡔࡉ࠸ࡇࡢࡓࡧࡣᘢ♫〇ရࢆࡈ᥇⏝࠸ࡓࡔࡁࠊㄔ࡟࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢྲྀᢅㄝ᫂᭩࡟ࡣᮏ〇ရࡢタ⨨᪉ἲࠊྲྀᢅ࠸ୖࡢὀព஦㡯➼ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈ౑⏝๓࡟ᚲࡎࡈ୍ㄞࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ ڦ‬ᮏ᭩࡛౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࣐࣮ࢡ࡟ࡘ࠸࡚ᮏ᭩ࡣࠊᘢ♫〇ရࡢࡈ౑⏝࡟㝿ࡋ࠾ᐈᵝ࡟ࡈὀព࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚グ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢグ㍕ෆᐜࡣᘢ♫඲〇ရ࡟ඹ㏻ࡍࡿ஦㡯࡜࡞ࡾࡲࡍࠋḟࡢ⾲♧ࡢ༊ศࡣࠊ⾲♧ෆᐜࢆᏲࡽࡎࠊㄗࡗࡓ౑⏝ࢆࡋࡓሙྜ࡟⏕ࡌࡿ༴ᐖࡸᦆᐖࡢ⛬ᗘࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㻌ࡇࡢ⾲♧ࡣࠊྲྀࡾᢅ࠸ࢆㄗࡗࡓሙྜࠊࠕṚஸࡲࡓࡣ㔜യࢆ㈇࠺ྍ⬟ᛶࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠖෆᐜ࡛ࡍࠋ

ࡇࡢ⾲♧ࡣࠊྲྀࡾᢅ࠸ࢆㄗࡗࡓሙྜࠊࠕ㍍യࢆ㈇࠺ྍ⬟ᛶࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿሙྜࠊ࠾ࡼࡧࠊ≀ⓗᦆᐖࡢⓎ⏕ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠖෆᐜ࡛ࡍࠋᘢ♫〇ရࢆᏳ඲࠿ࡘṇࡋࡃࡈ౑⏝࠸ࡓࡔࡃࡓࡵࡢෆᐜ࡛ࡍࠋ
‫⯡୍ ڦ‬ⓗ࡞ὀព஦㡯‫ە‬ᘢ♫〇ရࡣᕤᴗィჾ࡜ࡋ࡚ࡢ⏝㏵࡟ࡢࡳ౑⏝ࡋࠊࡑࡢ௚ࡢ⏝㏵࡟ࡣ౑⏝ࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬ᘢ♫〇ရࡣᕤᴗィჾ࡜ࡋ࡚᭱ၿࡢရ㉁⟶⌮ࡢࡶ࡜࡟〇㐀ࠊㄪᩚࠊ᳨ᰝࢆ⾜࠸⣡ධ࠸ࡓࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡳࡔࡾ࡟ᨵ㐀ࡸኚ᭦ࢆ⾜࠺࡜ᮏ᮶ࡢᛶ⬟ࢆⓎ᥹࡛ࡁ࡞࠸ࡤ࠿ࡾ࠿ࠊ୙ලྜࡸ஦ᨾࡢཎᅉ࡜࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ᨵ㐀ࡸኚ᭦ࡣ⾜ࢃ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋᨵ㐀ࡸኚ᭦ࡢᚲせࡀ࠶ࡿሙྜࡣᘢ♫Ⴀᴗࡲ࡛ࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬௙ᵝ᭩࡟グ㍕ࡉࢀࡓ௙ᵝ⠊ᅖෆ࡛ࡢࡈ౑⏝ࢆཝᏲࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼ࡓ᮲௳࡛ࡢࡈ౑⏝ࡣᨾ㞀ࠊ◚ᦆࡢཎᅉ࡜࡞ࡾࡲࡍࠋ‫ە‬タ⨨సᴗࡢ㝿ࡣᚲࡎᏳ඲㠐ࠊᡭ⿄ࠊಖㆤ࣓࢞ࢿ࡞࡝ࡢ㜵ㆤᡭẁࢆㅮࡌ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬㔜㔞ࡢ኱ࡁ࡞〇ရࡢタ⨨᫬࡟ࠊⴠୗ࡟ࡼࡿேయ࣭ჾ≀࡞࡝࡬ࡢᦆയࡲࡓࡣ㐣኱࡞⾪ᧁࠊ◚ᦆ࡞࡝ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺ྞୗ᪉ἲࢆྵࡵࡓᏳ඲ᥐ⨨ࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᘢ♫〇ရタ⨨᫬࡟ࡣࣉࣛࣥࢺ࠶ࡿ࠸ࡣ⿦⨨ࡢ೵Ṇ࡞࡝ࡢᏳ඲ࢆ඘ศ☜ㄆࡋ࡚ࠊ〇ရタ⨨⟠ᡤ࡛ࡣ㓄⟶ࢧ࣏࣮ࢺ➼ࡢฎ⨨ࢆ⾜ࡗ࡚タ⨨సᴗࢆ⾜࡞ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬㐠ᦙࡢ㝿࡟ࡣᘢ♫ฟⲴ᫬ࡢᲕໟ≧ែ࡛⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㐠ᦙసᴗ᫬ࡣ〇ရࡢⴠୗ࡟ࡼࡿேయ࣭ჾ≀࡞࡝࡬ࡢᦆയࡲࡓࡣ㐣኱࡞⾪ᧁ࡟ࡼࡿ◚ᦆ࡞࡝ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺Ᏻ඲ᥐ⨨ࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬㛤Ვᚋࠊ〇ရࡢ୰࡟ࡣࠊỈࠊᇕࠊ◁࡞࡝ࢆධࢀ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ࡢ࡬ࢫࢭࣟࣉە‬タ⨨࣭᥋⥆࡟ᚲせ࡞⥾⤖㒊ရࡢ࣎ࣝࢺࠊࢼࢵࢺࠊ࢞ࢫࢣࢵࢺ㸦ࣃࢵ࢟ࣥ㸧ࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚࠾ᐈᵝࡀࡈ⏝ពࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡢሙྜࠊᅽຊࠊ ᗘ࠾ࡼࡧ⪏㣗ᛶ࡞࡝ࡢ௙ᵝࢆࡈ☜ㄆࡢ࠺࠼㑅ᐃ࣭ࡈ౑⏝ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ࡢ࡬ࢫࢭࣟࣉە‬タ⨨࣭᥋⥆࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ᥋⥆㓄⟶࡜ࡢ೫ⰺࠊࣇࣛࣥࢪࡢಽࢀࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟タ⨨ࡋࠊ᥋⥆⥅ᡭࡢつ᱁࣭ᑍἲྜࢃࡏࢆṇࡋࡃ⾜࡞࠸᥋⥆ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋṇࡋࡃ⾜ࢃࢀ࡞࠸ሙྜࠊ〇ရࡢᨾ㞀ࠊㄗືసࠊ◚ᦆ࡞࡝ࡢཎᅉ࡜࡞ࡾࡲࡍࠋ㸺ࡣࡌࡵ࡟࠾ㄞࡳࡃࡔࡉ࠸㸼ϩ‫ە‬ಖ⟶ࡢ㝿࡟ࡣᘢ♫ฟⲴ᫬ࡢᲕໟ≧ែ࡛ಖ⟶ࡃࡔࡉ࠸ࠋಖ⟶ࡢ⎔ቃ࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣᮏ᭩ࢆཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬タ⨨ᚋࠊ〇ရࢆࠕ㊊ሙࠖ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋࡓࡾࠊⲴ㔜ࢆ᥃ࡅࡓሙྜࡣᨾ㞀ࠊ◚ᦆࡢཎᅉ࡜࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ⤯ᑐ࡟⾜ࢃ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬〇ရ࡟㈞௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࣛ࣋ࣝ࡟⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿὀព஦㡯ࡣࠊᚲࡎᏲࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬ᘢ♫〇ရࡣ᭱ၿࡢရ㉁⟶⌮ࡢࡶ࡜࡟〇㐀ࠊㄪᩚࠊ᳨ᰝࢆ⾜࠸⣡ධ࠸ࡓࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊྛ✀ࡢせᅉ࡛୙ ࡢᨾ㞀ࡀⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ㐠㌿࣭Ᏻ඲ୖࡢ㔜኱࡞ၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿࣉࣟࢭࢫ࡞࡝࡟࠾࠸࡚ᘢ♫〇ရࢆ౑⏝ࡍࡿሙྜࡣࠊ୓୍࡟ഛ࠼࡚ᘢ♫〇ရ࡟ຍ࠼࡚ྠᵝ࡞ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍᶵჾࢆేタࠊ஧㔜໬ࢆ⾜࠺࡞࡝ࠊࡼࡾ୍ᒙࡢᏳ඲ᛶࡢ☜ಖࢆ᥎ዡ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ‫ ڦ‬㟁Ẽⓗ᥋⥆࡟ࡘ࠸࡚‫ە‬㟁Ẽ㓄⥺㸦⤖⥺㸧࡟㝿ࡋ࡚ࡣ௙ᵝ᭩ࠊᮏ᭩࡞࡝࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࢆ☜ㄆࡢ࠺࠼ࠊṇࡋࡃ㓄⥺㸦⤖⥺㸧ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋㄗ㓄⥺㸦⤖⥺㸧ࡣᶵჾࡢᨾ㞀ࡢཎᅉ࡜࡞ࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊ஦ᨾࡢཎᅉ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㓄⥺㸦⤖⥺㸧సᴗࡢ㝿ࡣ㟁※ࡀ㐽᩿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋឤ㟁࡟ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬㟁※ࢆ᥋⥆ࡍࡿ〇ရࡢሙྜࡣࠊ௙ᵝ᭩ࠊᮏ᭩ࢆཧ↷ࡋ࡚㟁ᅽ࠾ࡼࡧᾘ㈝㟁ຊࢆ☜ㄆࡋ࡚㐺ྜࡍࡿ㟁※ࢆ᥋⥆ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㐺ྜࡍࡿ㟁※௨እࡢ㟁ᅽࡢ㟁※࡟᥋⥆ࡋࡓሙྜࠊᶵჾࡢ◚ᦆࡸసືࡢ୙ලྜࠊ஦ᨾ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ‫ە‬㏻㟁୰ࡣࠊឤ㟁஦ᨾ㜵Ṇࡢࡓࡵෆ㒊ࡢᶵჾ࡟ࡣ⤯ᑐ࡟ゐࢀ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬タ⨨ᕤ஦࠿ࡽ㟁Ẽ㓄⥺సᴗ᏶஢࡟࠸ࡓࡿ㛫ࠊ㞵Ỉ࡞࡝ࡀ〇ရෆ࡟ධࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊ㓄⥺᏶஢ᚋࡣ㐜⁫࡞ࡃṇࡋࡃ㜵Ỉᥐ⨨ࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ ڦ‬ᮦ㉁࡟ࡘ࠸࡚
‫ە‬〇ရࡢᮦ㉁࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௙ᵝ᭩࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᘢ♫࡛ࡣ࠾ᐈᵝࡼࡾࡈᣦ♧࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡈ௙ᵝࠊࡈᣦᐃࡲࡓࡣ࠾ᡴྜࡏ࡟ࡼࡾ᭱㐺࡞ᮦ㉁㑅ᐃ࡟ດࡵ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊᐇ㝿ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿࡈ౑⏝᮲௳࣭㐠㌿᮲௳࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣ▱ぢ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ᭱⤊ⓗ࡞⪏㣗ᛶࠊ㐺ྜᛶࡢࡈ☜ㄆࡣ࠾ᐈᵝࡢ㈐௵࡛࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ‫ ڦ‬〇ရࡢ୍㒊࡟࢞ࣛࢫࠊᶞ⬡ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ〇ရ࡟ࡘ࠸࡚‫ە‬ὶ㔞ィࡢ᥋ᾮ㒊ࡲࡓࡣ ᐃ㒊ࠊ⾲♧㒊ࡢᮦ㉁࡟࢞ࣛࢫࠊᶞ⬡ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ〇ရࡢሙྜࠊ㐣ᗘࡢຍᅽࠊ ᗘ⾪ᧁࠊᛴ⃭࡞ὶయࡢὶධࡢ⾪ᧁᅽ࡞࡝࡟ࡼࡾὶ㔞ィࡢ࢞ࣛࢫࠊᶞ⬡ࡀ◚ᦆࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ୓ࡀ୍◚ᦆࡋࡓሙྜࠊ࢞ࣛࢫࠊᶞ⬡࡞࡝ࡢ◚∦ࡀ㣕ᩓࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚஧ḟ⅏ᐖ࠾ࡼࡧసᴗ⪅࡟༴㝤ࡀཬࡪᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ◚ᦆࡢཎᅉ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞㐠㌿᮲௳࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊ㣕ᩓ㜵Ṇࡢᥐ⨨ࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ㸺ࡣࡌࡵ࡟࠾ㄞࡳࡃࡔࡉ࠸㸼Ϫ‫࣭⟶ࢫࣛ࢞ ڦ‬ᶞ⬡⟶㠃✚ὶ㔞ィࡢ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚࢞ࣛࢫ⟶࣭ᶞ⬡⟶㠃✚ὶ㔞ィࡣ௨ୗࡢ஦㡯࡟㓄៖ࡋ࡚౑⏝ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬௨ୗࡢὶయ᮲௳࠾ࡼࡧ౑⏝⎔ቃ࡛ࡣࠊ࢞ࣛࢫ⟶࣭ᶞ⬡⟶㠃✚ὶ㔞ィࡣ୙㐺࡛ࡍࡢ࡛౑⏝ࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࣭⾪ᧁᅽຊࡀ࠶ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⾪ᧁᅽຊࡀண᝿ࡉࢀࡿὶయࣛ࢖࣭ࣥ୓ࡀ୍࢞ࣛࢫ⟶/ᶞ⬡⟶ࡀ◚ᦆࡋࡓሙྜࠊ஧ḟⓗ࡞⅏ᐖࡀண᝿ࡉࢀࡿࣛ࢖ࣥ㸫ẘᛶ㸦่⃭ᛶࠊ㯞㓉ᛶ࡞࡝ࢆྵࡴ㸧ࡢ࠶ࡿὶయ㸫ᘬⅆᛶࡢ࠶ࡿὶయ㸫⇿Ⓨᛶࡢ࠶ࡿὶయ࣭࢞ࣛࢫࡀ◚ᦆࡋࡓ᫬࡟࢞ࣛࢫ∦ࡀ㣕ᩓࡋࠊே㌟஦ᨾ࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿሙྜ࣭タ⨨ሙᡤࡀࠊእ㒊࠿ࡽࡢ㣕ᩓࡋ࡚ࡁࡓ␗≀࡞࡝࡛࢞ࣛࢫࡢ◚ᦆࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿሙྜ࣭㐠㌿ࡀ ON䠋OFF 㐠㌿࡛ࠊࣇ࣮ࣟࢺࡀᛴୖ᪼ࡋࠊࡑࡢ⾪ᧁ࡛࢞ࣛࢫࡀ◚ᦆࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿሙྜ࣭ὶ㔞ィ࡟ ᗘ⾪ᧁ㸦ᛴ෭㸭ᛴ㦐㸧ࡀຍࢃࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ ᗘ⾪ᧁࡀண᝿ࡉࢀࡿࣛ࢖ࣥ‫ە‬㐠ᦙࠊಖ⟶࠾ࡼࡧ㐠㌿࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊᶵᲔⓗ⾪ᧁࢆ࢞ࣛࢫ㒊ࠊᶞ⬡㒊࡟୚࠼࡞࠸ࡼ࠺ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬᥋ᾮ㒊ࡲࡓࡣ ᐃ㒊࡟࢞ࣛࢫ࠾ࡼࡧᶞ⬡ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ〇ရ࡟࠾࠸࡚ࠊ㐠㌿೵Ṇ࡟క࠸ὶࢀࡀ೵Ṇࡋࡓሙྜࠊ ᐃᾮయࡀ ᐃ⟶ෆ࡟ṧ␃ࡋ࡚࿘ᅖ ᗘࡀịⅬୗ࡟࡞ࡿ࡜㸦୍⯡ⓗ࡟ࡣ෤ᮇ࡟㐠㌿೵Ṇࡋ࡚ᾮᢤࡁࢆࡋ࡞࠸࡞࡝㸧ᾮయࡀ෾⤖ࡋ࡚࢞ࣛࢫࠊᶞ⬡ࢆ◚ᦆࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㐠㌿೵Ṇ୰࡟ᐃᾮయࡀ෾⤖ࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊᾮయࢆ᏶඲࡟ᢤࡁྲྀࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬ᶞ⬡ࡣ୍⯡ⓗ࡟㔠ᒓ࡟ẚ㍑ࡋ࡚ᶵᲔᙉᗘࡀపࡃࠊྲྀᢅ࠸࡟ࡣὀពࡀᚲせ࡛ࡍࠋタ⨨࡟㝿ࡋ࡚ࡣ᥋⥆㓄⟶࣭⥅ᡭࡢᑍἲ㐪࠸ࠊ೫ⰺࠊ㐣኱࡞⥾⤖ࢺࣝࢡ࡛ࡡࡌ㎸ࡴࡇ࡜࡞࡝࡟ࡼࡿᶵᲔⓗᛂຊࡀຍࢃࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ࣜ࢝ࣝ࢔ࡣࢫࣛ࢞ە‬⣔⁐๣࡛౵㣗ࡉࢀࡲࡍࠋ࢔ࣝ࢝ࣜ⣔⁐๣ࡣ౑⏝ࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬ᶞ⬡ࡣ⁐๣⣔ࡢᾮయ࡛◚ᦆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ௙ᵝ᭩ࠊᮏ᭩࡞࡝࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿὶయ௨እ࡟ࡣ
౑⏝ࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬ᶞ⬡ࡣ౑⏝⎔ቃ࡟ࡼࡾຎ໬ࡀ᪩ࡲࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋタ⨨࡞ࡽࡧ࡟㐠㌿࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᶞ⬡ࡢ⪏㣗ᛶࠊ⣸እ⥺⪏ᛶ࡞࡝ࡢ⪏⎔ቃᛶ࡟⪃៖ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ ڦ‬㜵⇿௙ᵝ࡛⣡ධࡉࢀࡓ〇ရ࡟ࡘ࠸࡚
‫ە‬ヱᙜࡍࡿἲつ࣭つ๎࣭ᣦ㔪࡟㐺ྜࡋࡓ㓄⥺ࠊ᥋ᆅᕤ஦ࢆ☜ᐇ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊᵓ㐀ࡢᨵ㐀ࠊ㟁Ẽᅇ㊰ࡢኚ᭦࡞࡝ࡣἲ௧㐪཯࠾ࡼࡧつ๎࣭ᣦ㔪࡟㐺ྜࡋ࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ⤯ᑐ࡟⾜ࢃ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ಖᏲ࣭Ⅼ᳨࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣἲ௧࣭つ๎࣭ᣦ㔪࡟ᚑ࠸ࠊసᴗࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
‫ە‬〇ရࡢ㜵⇿➼⣭ࡣࠊ௙ᵝ᭩ࠊ〇ရࡢ㖭ᯈ࡟グ㍕ࡋ࡚࠶ࡾࡲࡍࠋタ⨨ሙᡤࡣ㜵⇿㛵㐃ἲつ࣭つ๎࣭ᣦ㔪࡟ᚑ࠸ࠊ࠾ᐈᵝ࡟࡚ᑐ㇟࢞ࢫ࡟ᛂࡌ࡚㑅ᐃࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ ڦ‬ಖᏲࠊⅬ᳨࡟ࡘ࠸࡚‫ە‬〇ရࢆಖᏲࠊⅬ᳨࡞࡝࡛ࣉࣟࢭࢫ࠿ࡽྲྀእࡍ㝿ࡣࠊ ᐃᑐ㇟ࡢ༴㝤ᛶ࣭ẘᛶ࡟␃ពࡋ࡚㛵㐃ࡍࡿ㓄⟶࣭ᶵჾ㢮࠿ࡽࡢ₃ࢀ࠾ࡼࡧṧ␃࡞࡝࡟ࡼࡾேయ࣭ᶵჾ㢮࡬ࡢᦆയࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᏳ඲ࢆ☜ㄆࡋ࡚సᴗࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬〇ရࡢಖᏲࠊⅬ᳨࡟ࡘ࠸࡚ࡣ౑⏝᮲௳࡞࡝࡟ࡼࡾࡑࡢ࿘ᮇࠊෆᐜࡀ␗࡞ࡾࡲࡍࠋᮏ᭩ࢆཧ↷ࡍࡿ࠿ࠊ࠾ᐈᵝࡀᐇ㝿ࡢ㐠㌿≧ἣࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡈุ᩿ࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ1
1. 製品概要と記述範囲

3. 受け入れ

P-774 はPFA 一体成型の液体計測用パージメータです。現場指示タイプの他、警報、アナログ出力付きもあります。
本書ではP-774 の現場指示タイプおよびリードスイッチ警報付きの形式の取扱い、設置、運転、保守などについて記述してあります。

ご注文の装置がお手元に届きましたら、ただちに下記の点についてお調べください。もし不具合がありましたら、ご注文先にご照合ください。

2. 標準外形寸法
概算質量0.5kg
39

4. 保管

202-ȭ20(68)

パネルカット注 ) 警報アナログ出力コードが A 〜 Dの場合、パネルは非磁性材をご使用ください。

P-774-00-TW-P

製品を保管する場合は、次の条件にあった場所を選定してください。
■ 雨や水のかからない場所■ 温度変化の少ない清潔で乾燥した風通しのよい場所■ 振動の少ない場所■ 腐食性ガスのない場所

5. 設置
1) P-774 パージメータはパネル取付けタイプです。
2) 設置するパネルは垂直であることに注意して下さい。
傾きは精度不良や誤動作の原因となります。
3) 所定のパネルカットを行ないます。下図に標準パネルカットを示します。パネル背面取付けとパネル前面取付け、またバルブの有無や継手などの関係でこのパネルカットと異なる場合もありますので、最終寸法は納入仕様書で確認して下さい。
4) パネル厚みを勘案して適当なねじを準備して下さい。
このねじはお客さまの所掌となります。
5) ねじ込みに際しては過度のねじ込みに注意してください。本体破損の危険があります。
6) 警報付き形式の場合（P-774- □ A/B/C/D）の場合パネル
前面取付けの場合、リードスイッチのリード線をパネル後方に引き出すための小穴が必要になります。適宜準備してください。
7) パネル背面取付けの場合は、一旦保護プレートを取外し、適当なねじで保護プレートと共締めしてパネルに取付けます。この場合、製品に使用されているねじではパネル厚みのため長さ不足となります。適当長さのねじを準備してください。

2-ȭ510010076125921002-ȭ5762-M4
῝53034■ 製品形式がご注文通りのものか。
■ 輸送中の事故などで破損していないか。
■ 付属品は付属されているか。
■ その他、ご発注時またはご契約時に承認仕様となった、受入検査項目通りのものか。

202-ȭ20標準パネルカット寸法

IM-F869-J07

27.4 警報接点

6. 配管
1) 接続規格、寸法は納入仕様書を参照して確認してくだ
さい。
2) 所定の方法に従って配管してください。
3) 配管に際しては接続寸法を正しくし、配管応力が掛からないように注意してください。

7. 運転
7.1 運転開始
1) バルブ付きの形式の場合はバルブを全開とします。
2) プロセスに流体を流します。フロートが上昇し流量を表示します。バルブ付きの形式の場合はバルブを操作して流量を調整します。このバルブは流量調整用のもので、全閉としても完全停止しない場合もあります。完全停止の必要がある場合は別途バルブを設置してください。
3) 納入仕様書に記載された圧力・温度で使用してください。

7.2 流量の見方
流量はフロートと目盛板で読み取ります。読み取り位
置は下図の通りです。
最上部

7.3 運転停止時●運転停止時には沈殿などの防止のためプロセスから流体を抜き空にすることをお勧めします。
●停止中に測定液体が凍結すると測定管部分が破損することがあります。注意してください。

警報接点付きの形式の場合（P-774- □ A/B/C/D）、警報
リードスイッチからのリード線を使用するループに接続します。スイッチは防水構造です。結線部分での短絡や漏電に注意してください。
リードスイッチ定格【規格なし】
最大開閉容量10W・DC

10VA・AC

最大使用電圧

1〜100V・DC

1〜125V・AC

いずれも超えないこと

最大使用電流 10μA〜0.5A・DC 10μA〜0.5A・AC【UL 規格】
最大開閉容量10W・DC

最大使用電圧24V・DC いずれも超えないこと

最大使用電流 10μA〜0.5A・DC上記定格は抵抗負荷の場合を示します。下記負荷をご使用の場合には突入電流により接点の溶着を生じることがありますので、突入電流の最大に於いても上記の定格を超えないようにご使用ください。
負 荷

突入電流

ランプ負荷

定常時の10 〜15 倍

電動機負荷

定常時の5 〜 10 倍

誘導負荷

定常時の4 〜 5 倍【CE マーキングの対応について】
リードスイッチ付製品をヨーロッパEU 圏へ輸出する
場合、次の対応をすることで、CE マーキングの対象外となり、輸出できます。
1. リードスイッチの定格を【UL規格】と同じ仕様に限定する。
2. お客様の負荷がEMC 指令適合品であり、製品設置周囲に、電磁波ノイズの発生源が無いこと。
＜対象除外理由＞
1. EMC 指令(2004/108/EC)
リードスイッチ付製品は、電子部品を搭載した基板がないため、電磁波ノイズの発生源がありません。
(外部ノイズの影響は、お客様の負荷や設置状況に依存しますので、弊社では判断できません。
)
2. 低電圧指令 (2006/95/EC)
リードスイッチの定格を【UL規格】と同じ仕様にすることで、低電圧指令範囲 (AC50 〜1000V、又はDC75 〜 1500V) の対象外となります。

IM-F869-J07

3●リードスイッチ付製品は、フロート内のマグネットおよびリードスイッチ内のマグネットの磁力影響による反発もしくは吸引が発生し、流量指示精度から外れる場合があります。また、反発および吸引により、フロート動作に影響を与える場合があります。

リレー・ソレノイド等の誘導負荷をご使用の場合は、最大開閉容量の1/10 以下のものをご使用ください。
また、逆起電圧による接点溶着を防止するため、必ず保護回路を取り付けてご使用ください。
【DCの場合】
電源電圧の3 倍以上の耐圧を持つダイオードを負荷と並列に取り付けてください。

●製品を30cm 以上の高さより床等に落下させた場
合、接点に衝撃が加わり特性が変化する場合があります。落下等で衝撃が加わった場合は、正常に動作するかご確認の上、ご使用ください。
●リードスイッチは磁力によって動作しますので、強力な磁力を発生する近辺では誤動作する恐れがあります。また付近に鉄板などがある場合は、警報動作に支障をきたす恐れがありますので、ご注意ください。
●リードスイッチは保護等級IP67 の防塵、防水構造となっておりますが、端子部や結線部は水などがかかって短絡しないよう適切な防水処置を行ってください。

例）
電源電圧DC24V の場合、100V1A のダイオードを使用【AC の場合】
抵抗とコンデンサを負荷と並列に取り付けてください。

R：1 〜 5KΩ1/4W
C：0.1μF600V

ケーブル長が長い場合(5m 以上) は、線間浮遊容量により接点開閉時に突入電流が流れ、接点溶着の原因となります。この場合は本製品に近い位置 (20cm以内) に抵抗を直列に取り付けてご使用ください。

E

R＞ 0.3 [Ω]モータ、ランプ等、最大開閉電流以上の突入電流が流れる場合は、接点溶着を防止するため、リレー等を介してご使用ください。

IM-F869-J07

47.5 警報設定点の変更

8. 保守
8.1 分解・清掃
本品は一体成型構造で分解、清掃などの対応は想定していません。汚濁などの場合は新品への一括交換にて対応願います。リードスイッチ警報の警報ユニットのみ部品供給致します。

8.2 予備品
予備品 (完成品 )がご必要な場合は当該製品の弊社製造番号をお示しください。
製造番号は目盛板下部に記入してあります。
製造番号例：F16-123456-7
警報付き形式(P-774- □ A/B/C/D)ではテーパ管背面にリードスイッチの警報ユニットが装備されています。
警報設定点を変更したい場合は下記要領で行ないます。
前面カバーの警報点可変用ねじをゆるめ警報三角マークを変更する流量にあわせ固定します。

7.6 警報動作方向の変更
警報動作方向 (上限、下限 )の変更については、フロートの交換などが必要で、現場では対応できません。詳細はお問い合せください。
形式別の警報動作は下記の通りです。
ୗ㝈㆙ሗୖ㝈㆙ሗP‫ڧڧڧڧ‬A P‫ڧڧڧڧ‬B P‫ڧڧڧڧ‬C P‫ڧڧڧڧ‬Dୗ㝈ࠉOPEN ୗ㝈ࠉCLOSE ୖ㝈ࠉOPEN ୗ㝈ࠉCLOSE

CLOSE㸦᥋Ⅼ㛢㸧
OPEN 㸦᥋Ⅼ㛤㸧㆙ሗືసⅬ㆙ሗ᚟ᖐⅬIM-F869-J07

‫ࢺࢵࢿࢫࣅ࣮ࢧ ڦ‬〇ရࡢ୙ලྜ࡞࡝ࡢ㝿ࡣᘢ♫Ⴀᴗᢸᙜ࠿ࠊᘢ♫Ⴀᴗᡤࡲ࡛ࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋႠᴗᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᘢ♫࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ ڦ‬〇ရಖドᘢ♫࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ

All right Reserved Copyright © 2017 TOKYO KEISO CO., LTD.
ᮏ᭩࠿ࡽࡢ↓᩿ࡢ」〇ࡣ࠿ࡓࡃ࠾᩿ࡾࡋࡲࡍࠋ