投影機総合

光学機器

PJ/PV/PHシリーズ

Catalog No.14005(15)投影機

PJ/PV/PH シリーズ

投影機はステージ上にセットした被検物を正確な倍率でスクリーン上に拡大投影し、測定・検査・観察を能率的に行う測定機です。

PJ シリーズ

非接触測定ですから、一般測定子では検出できない小物部品、変形しやすいプラスチック部品の測定に、スクリーン径 300 mm

また反射照明による表面形状の観察、微細組立部品の検査、さらに豊富な付属品を使用して、広範囲な●応用測定・検査ができます。

PJ-PLUS（白色 LED 光源）、PJ-H30（高精度）の 2タイプをラインアップ

検査室から製造加工現場まで、幅広い設置環境でご使用いただけます。

● 微小部品から大型ワークまで対応

PJ-PLUS……………P 3 〜 6

PJ-H30……………P 7 〜 10する豊富なステージラインアップ

製造現場環境に強く、安心できる測定を提供します● 操作部を前面に集中させ操作性を

向上

PV

シリーズ

PV-5110…………P 11 〜 12スクリーン径 500 mm● 大型前方傾斜スクリーンを搭載● 拡大図面との比較測定や投影像のトレースに最適● 時計・電子部品の精密・微小部品な

どにお奨め

PH

シリーズ

PH-3515F…………P 13 〜 14スクリーン径 350 mm●刃工具業界のスタンダードモデル

刃物（エンドミル・カッター・チップソー）の観察測定に最適● 最大の積載量（

45 kg）を誇る高剛性

ステージを搭載● 光軸と並行な載物面を採用、測定物の取り外しが容易

ステージ…………P 15〜16

PJ-PLUSシリーズ

アクセサリ…………P 17 〜 21

PJ-H30シリーズ
PV-5110シリーズ
PH-3515F

1

光学用語基礎知識…………………P 22

2

PJ-PLUS

特長（観察・光源）未経験者でも “直感的に扱える“ 投影機の特長を生かしつつ「照明光源LED化」「冷却ファンレス化」により、高耐久性・省エネ性に優れた
測定投影機。

製造加工現場といった従来よりも本体にとって悪い環境に一歩踏み込んだ場所

無段階ボリューム調光

投影機用LEDリング照明（PJ-PLUS用） オプション

でも、安定した寸法測定や角度測定を提供。

PJ-PLUSPJ-PLUS特長（高耐久性・省エネ性）

LED光源のためランプ切れの不安なし→
ハロゲンランプ

従来 2 段階調光であった照明を、無段階ボリューム調光に変更しました。弱い光から強い光まで多様な照明光を作り出すことが可能となり、被検物の表面性状や色に応じて適度な照度で照射できるようになりました。

LED

PJ-PLUS装着例

ハロゲンランプと比べて・長寿命
・低消費電力（本体）：約 85%OFF（400 W → 60 W）
ファンレスにより本体内部へのミスト/埃の侵入なし
PJ-P2010A
No.302-802

LED 光源のリング照明により、コントラストが強調され立体的かつシャープに観察できます。また、色再現性が高く、見た目に近い観察像が得られます。

消費電力は 17.4 W 、LED 寿命は 30,000 Hと低消費電力で、長寿命ファンとなります。

耐久性の向上■ 仕様

照明光源を LED 化することで、測定機の本体内部に冷却ファンを設置する必要が無くな

り、冷却ファンによる測定機本体内部へのミスト・埃などの侵入が大幅に低減しました。
それにより、内部のミラーやレンズ、光源へのミスト・埃の付着も大幅に低減します。

LED（白色）左のグラフは、ミストが舞う加工現場へ従来機（ファンが付いている投影機）と一緒に長期間設置し、投影スクリーン上の照度変化を見たものです。

内部へのミスト流入を防ぎ、高い光学性能を維持していることが分かります。

耐久性に優れ、メンテナンスにかかる作業回数が少なく済みますので、保全にかかる経費削減に繋がります。

※ 外部清掃とは、投影レンズのレンズ表面・載物ガラス上面など、簡易に可能な外部の清掃です。
※ グラフのデータは弊社検証条件による値であり、設置環境等によって測定値等が変わる可能性があります。

Y
0.8

520

560

0.6
500

LED
ハロゲン
580

0.4

600
620

770mm

0.2

480
470
450
0
380 0.2

172-502※

適応機種

PJ-PLUS（投影レンズ10×, 20×)

光源タイプ

白色 LED

消費電力

12 V / 17.4 W

LED 寿命（参考）

自然色の投影像、光量強弱での色変化：なし

LED光源タイプは、従来機と比べて照度の低下率を約50％改善。加工現場においても本体

コードNo.

30,000 H※20×投影機レンズに取り付ける場合、特別付属品 No.12AAX044 が別途必要です。

ハロゲン照明で無段階調光を行うと、色温度が大きく変化しますが、LED照明

で無段階調光をしても色温度の変化は少なく、安定した色調の観察・測定が可能となります。

LED 照明によるキレのある投影像と、

0.4

0.6

調光時の色の変化比較

0.8 X

測定者の目に優しい適切な照度により、検査測定の効率化に貢献します。

PJ-PLUS3

4

特長（操作性）

外観寸法図（単位：mm）

400

視認性の高いデジタル表示741

基準スケール 200 mm
275

基準スケール 300 mm

HL2-300
No.182-523-30

66

1092

90.5

854

104

80
140
103 180
100
238

タ値のデータ出力は汎用性の高いRS-232Cを採用しており、弊社製

140
180

103
345

パソコン転送プログラム【Optin】を経由すれば、カウンタ表示値を関係は右図参照）

最小表示量：0.001 mm

本体側面パネル（出力コネクタ）

25

20×
ハーフ
ミラーF

10×

20×

視野直径

作動距離

PJ-P1010A

投影像

PJ-P2010A

有効径

測定物最大高さ

照明（透過）

照明（反射）

X・Yカウンタ
電源

本体質量

最大消費電力固定

バヨネットマウント

反射

呼び倍率の±0.15％以下

透過

87

181

87

呼び倍率の±0.1％以下
投影レンズ L1寸法参照

白色LED光源、テレセントリック照明、可変調光ボリューム

白色LED光源、集光調整機構付き、可変調光ボリューム

投影レンズ
L2

D

L1

クランプ装置No.176-107

1010サイズ

微動付回転テーブル

No.176-310

レンズ

2010サイズ（単位：mm）

50× 100× 10×
6.3
3.1
31.5
12.6
5
20
91
27
10
182
90.5
27
10
181

反射照明

20×
15.7
2

50× 100×
6.3
3.1
12.6
5

61

27

10

61

27

10

L1：焦点あわせできる最大高さ
L2：焦点あわせできる最大段差（作動距離）
D：スクリーンの中心線に円筒母線を投影する

微動付回転テーブル（A）

No.176-305

オプトアイ200

No.332-161

OPT-200 取付金具
No.12AAW463

No.172-197

No.12AAE671

QM-Data200（アームタイプ）

部品の表面を観察する場合に使用します。

傾斜センタ台

検出器取付板（A）

載物台

プラスチック部品のような低反射率ワークや、表面粗さの大きなVブロック台No.172-378

データ処理システム図

PJ-PLUS

斜め反射鏡

No.172-198※3※1 ステージ上で使用。
スクリーンに投影し、倍率精度をHL2（基準スケール）で確認します。
※2 ステージアダプタの横に挿入して使用します。
※3 No.172-198（微動付回転テーブル）と No.172-197（傾斜センタ台）
は同時に使用できません。
※4 20×投影レンズに取り付ける場合、特別付属品No.12AAAX044が別途必要です。
注）
ステージ上にオプションを組み合わせて設置した場合、L1寸法がそれぞれのオプションの高さ分だけ小さくなります。

ときの最大直径

RS-232ケーブル（クロス）No.12AAA807

No.264-161-10
QM-Data200

RS-232ケーブル（クロス）No.12AAA807（スタンドタイプ）

No.264-160-10

最小表示量 0.001 mm

リアルタイム工程管理プログラムMeasurLink
検査表作成プログラムMeasureReport
注）
別途PCが必要です
パソコン転送プログラムOptin
注）
別途PCが必要です

フットスイッチ

スイッチング電源、AC100 V〜240 V、50/60 Hz

No.12AAA846、118 kg（PJ-P2010A）
114 kg（PJ-P1010A）
60 W※1：弊社の倍率精度規格は、透過照明（±0.1 % 以下にあること）のみを確認しています。
（透過照明による倍率精度が許容値であれば、反射照明での倍率精度
も弊社規格の±0.15 % 以下に保証されます。
）
注）
ステージの仕様は、15ページを参照ください。

ステージ上で使用

100×

レンズ

20×用斜め反射鏡
No.172-230

100×レンズセット
No.172-299

電源コード
（必須）

50×

透過照明

182

倒立逆像

ø315 mm
回転角 ±360（表示は±°370 °）
・ゼロセット回転スクリーン 角度表示 デジタル内蔵（ABS/INC切換）
読取または0.01（切換）°1°
十字線 90 °実線
・20×・50×・100×10×（標準付属）
倍率
投影レンズ
10×･20×のみ垂直反射照明用外付けハーフミラーあり
倍率精度※1

L2
L1
D
L1
D

HL1-50No.182-511-30

No.172-160-3

セット

20×
15.7
32.5

20×レンズセット
No.172-297

PJ-PLUS

50×レンズセット
No.172-298

基準スケール 50 mm※1

ステージアダプタ
（B）

レンズ

10×
31.5
66

投影レンズ関連

No.02ZAA000

セット

倍率

LED照明
No.172-502※4

カラーフィルタ（緑）※2

投影レンズ（10×は標準付属品）
10×
ハーフ
ミラーF

スクリーン上で使用

113.5

460.5
706

PJ-P2010Aの場合

レンズ

仕様

20

20

性を確保しています。ゼロセット・ディレクション切替の他、各カウン

パソコン（表計算ソフト）へ出力することもできます。
（出力コネクタ

66

583

226

全機種標準内蔵のデジタルカウンタ（ XY 軸・角度）は、高輝度LEDと10×用斜め反射鏡
No.172-229

No.172-296

マイラースクリーン（P21参照）

200

デカ文字表示を採用していますので環境に左右されない高い視認10×レンズセット（標準付属品）

HL2-200
No.182-522-30

456

PJ-PLUS

5システム構成図172-229（10x用）

172-230（20x用）

コードNo.

172-229質量

0.3 kg適応機種

詳細はCatalog No.14008「光学データ処理システム QM-Data200・画像ユニット」を参照ください。

172-230
PJ-PLUS0.07 kg

PJ-PLUS6

PJ-H30

特長（操作性）明るくキレのある投影像を極めたPJシリーズのハイエンドモデル。
高剛性本体とリニヤスケール搭載で高精度測定を実現。

全機種タレット標準装備

Cマウント付投影レンズ10×オプション

特長（測定精度）

測定精度の追求
指示精度（µm）

PJ-H30

10
8
6
4
▲
2
▲
▲
▲
▲
▲
0 ▲ ▲
▲ ▲
▲
‒2 0 25 50 75 100 125 150 175 200▲ 275 300
▲ 250
225

‒4
‒6
‒8
‒10
（X軸指示精度）

移動量（mm）

X・Y 軸：（3.0+0.02L）µm
参考）

JIS B 7184 20℃

各軸の測定精度（6+0.04L）µm 以下
L= 測定長 mm

測定投影機は光学性能だけでなく総合的な測定精度も高いレベルでなければなりません。輪郭形状観察や比較検査だけでなく二次元測定も高精度にこなす PJ-H30シリーズは、全ステージサイズにおいて、上記の測定精度を実現しています。※
PJ-H30A2010B
No.303-717-10

特長（明るく綺麗な観察）

PJ-H30シリーズのタレットは回転部と位置決めにベアリングを使用

していますので、軽い摺動でかつ早く投影レンズの倍率変換が行えます。
タレット本体にはレンズの着脱が容易なバヨネットマウントを採用しています。

■ 仕様※ JIS B 7184 の XY 軸各軸の測定方法に準拠※投影レンズ10×のみ

交換しやすいランプハウジング設計

PJ-H30装着例

高操作性の合焦ハンドル

ロングストローク測定と高精度を同時に実現していますのであらゆる測定シーンでお役に立てます。

特長（メンテナス性）

色再現性の良い斜め反射照明も標準装備

PJ-H30

ステージ上に被検物を置いて早く合焦するには握りやすいハンドル

形状とその位置が大きなポイントとなりますので、PJ-H30シリーズ

は立ち姿勢でも座り姿勢でも違和感なく自然な姿勢で操作できるよ

うに手動合焦ハンドルを斜めに設置しています。

コードNo.
カメラ側の投影像
カメラ側の倍率対応フォーマット
カメラマウント
取付可能質量

投影レンズに C マウントを設けて、デジタルカメラの搭載を可能とした投影レンズです。
既に納入している投影機にも後付け可能で、大型スクリーンでの観察と同時に、カメラによるカラーの画像の保存や、モニター上での観察が可能となります。

172-500

倒立正像
0.71×※1
フォーサーズ 4/3 型 ※2
C マウント
0.9 kg 以下※1 カメラ側の倍率精度は保証しておりません。
※2 透過照明時にはカメラ画像の 4 隅にケラレが発生します。
注1）作動距離については、9 ページ投影レンズをご参照ください。
注2）
スクリーンへの投影倍率は10×になります。

投影機用LEDリング照明（PJ-H30用） オプション❶
・

無段階ボリューム調光❷・LED 光源のリング照明により、コントラストが強調され立体的かつシャープに観察できます。また、ハロゲン光源では得ることができない、
色再現性が高い観察像が得られます。

反射照明は投影レンズ内部を経由する垂直照明と照明出光部の角度を変えることができる斜め照明を標準化しています。色再現性を高め立体的に観察する場合に有効です。
透過照明

垂直落射照明・ 斜め照明ハロゲンランプは使用中に切れると大変困ります。切れた直後は熱くて交換もままなりません。PJ-H30シリーズは、外部からランプ切換ができるスライド切換機構をもっていますので、突然のランプ切れ

でも安心して検査・測定を続けることができます（透過照明のみ）。

また、ハウジングはねじを緩めるだけで引き出すことができますの
色再現性が高い7で、ランプ交換が非常に簡単です。またハウジング引き出しときは、電気が流れていませんので安全です。

消費電力は17.4 W、LED寿命は30,000 Hと低消費電力で、長寿命となります。

被検物の表面性状や色に応じて適度な照度で照射できるように無段階ボリューム調光を採用しています。弱い光から強い光まで多様■ 仕様

コードNo.

な照明光を作り出すことができ、かつハロゲンランプの寿命を長く適応機種なるのではなくソフトに点灯します。

光源タイプ
消費電力
LED 寿命（参考）することにも有効と考えています。また、点灯時はいきなり明るく

172-501PJ-H30（Cマウント付き投影レンズ10×,投影レンズ10×, 20×）
白色 LED
12 V / 17.4 W
30,000 H

PJ-H308特長（操作性）

外観寸法図
382

視認性の高いデジタル表示796（単位：mm）

システム構成図
基準スケール 200 mm

HL2-200
No.182-522-30

基準スケール 300 mm

0~105（上下動範囲）480～585995

480

HL2-300
No.182-523-30

全機種標準内蔵のデジタルカウンタ（XY軸・角度）は、高輝度LEDとを100

関係は右図参照）

最小表示量：0.001 mm※

Cマウント付き
投影レンズ10 ×
No.172-500

投影レンズ関連185~235

351

100

50

745
786

365

16

PJ-H30A2010Bの場合

HL1-50No.182-511-30

グリーンフィルタ※2

本体側面パネル

微動付回転テーブル

No.172-198

1010サイズ

回転スクリーン

回転角

角度表示
読取

十字線

投影レンズ

倍率
固定

倍率精度※1
測定物最大高さ

透過

反射

24 V・150 W 50 hハロゲンランプ（No.515530）
垂直/斜反射照明角度可変機構（集光調整可）

照明（反射）

熱線吸収フィルタ内蔵、冷却ファン内蔵、無段階
ボリューム調光、
ソフト点灯機能（突入電流低減）

焦点合せ

電源
本体質量

最大消費電力投影レンズ L1寸法参照
24 V・150 W 50 hハロゲンランプ（No.515530）

ズーム式テレセントリック照明、熱線吸収フィルタ
冷却ファン内蔵、無段階ボリューム調光
ソフト点灯機能（突入電流低減）、
ランプスライド切換機構

照明（透過）

X・Yカウンタ

呼び倍率の±0.1％以下

投影スクリーンヘッド上下駆動

最小
表示量

0.001 mm※

※1：弊社の倍率精度規格は、透過照明（±0.1 % 以下にあること）のみを確認しています。
（透過照明による倍率精度が許容値であれば、反射照明での倍率精度）
も弊社規格の±0.15 % 以下に保証されます。
注）
ステージの仕様は、15ページを参照ください。

9

5×
レンズ

10×

レンズ

20×

レンズ

50×

レンズ

No.176-304

傾斜センタ台No.172-197

レンズ

（mm）

（mm）

（mm）

61.2

105

66

148

（標準付属品）

30.6

105

70.5

197

Cマウント付き
投影レンズ10×

30.6

105

70.5

197

15.3

105

56.5

137

6.12

105

50

114

3.06

105

50

114

5×レンズ
172-271
10×レンズ
172-472

172-500
20×レンズ
172-473
50×レンズ
172-474
100×レンズ
172-475

投影レンズ

L2

D

L1

L2

D

L1: 焦点あわせできる最大高さ
L2: 焦点あわせできる最大段差（作動距離）
D: スクリーンの中心線に円筒母線を投影する
ときの最大直径※1 ステージ上で使用。
スクリーンに投影し、倍率精度をHL2（基準スケール）
で確認します。
※2 ステージアダプタの横に挿入して使用します。
※3 1010サイズでは、『ステージアダプタC（No.176-317）』
を介さず、直接『クランプ装置（No.176-107）』『 Vブロック台（No.172-378）』『傾斜センタ台（No.172-197）』を取り付けることも可能です。
小さくなります。
注）ステージ上にオプションを組み合わせて設置した場合、L1寸法がそれぞれのオプションの高さ分だけ、

100×

視野直径
（mm）

コードNo.

本体内蔵

176〜212 kg
約420 W

ステージアダプタ

No.176-306※0.5 µm, 0.1 µm読みにすることもできます。
弊社テクノサービスにご依頼ください。

スイッチング電源、AC100〜240V（電圧切換不要）、
GND端子 50/60 Hz

Vブロック台No.172-378

微動付回転テーブル（B）

実線

呼び倍率の±0.15％以下

No.176-107

No.176-305

No.176-317

2017サイズ3017サイズ

投影レンズ（10×は標準付属品）

・5×・20×・50×・100×10×（標準付属）
バヨネットマウント（実用新案登録済）、3本ターレット

微動付回転テーブル（A）

ステージアダプタ（C）

ø306 mm°±360（表示は±
370 °）
デジタル内蔵（ABS/INC切換）
・ゼロセットまたは0.01（切換）°1°
いずれも同焦点レンズ
垂直反射照明用ハーフミラー内蔵

クランプ装置

※3

仕様

有効径

100×レンズ
No.172-475

ステージ上で使用

No.12AAG981

2010サイズ

正立正像

PJ-H3050×レンズ
No.172-474※ 0.5 µm, 0.1 µm 読みにすることもできます。弊社テクノサービスにご依頼
ください。

投影像

LED照明
No.172-501

20×レンズ
No.172-473

基準スケール 50 mm※1
270

374
404
283.5

パソコン転送プログラム【Optin】を経由すれば、カウンタ表示値をパソコン（表計算ソフト）へ出力することもできます。
（出力コネクタ

No.172-472

スクリーン上で使用

マイラースクリーン（P21参照）（焦点位置）

137

デカ文字表示を採用していますので環境に左右されない高い視認

タ値のデータ出力は汎用性の高いRS-232Cを採用しており、弊社製

10×レンズ（標準付属品）155

PJ-H30性を確保しています。ゼロセット・ディレクション切替の他、各カウン

5×レンズ
No.172-271

データ処理システム図

PJ-H30

オプトアイ200

No.332-161

OPT-200取付金具
No.12AAG983
QM-Data200

RS-232ケーブル（クロス）

No.12AAA807（アームタイプ）

No.264-161-10
QM-Data200（スタンドタイプ）◆ランプ交換◆
透過・反射用 No.515530※1
透過・反射用 No.512305※2
ロングライフ仕様
定格 約500時間（

検出器取付板（A）

No.12AAE671
QM-Data200

取付けスタンド

No.12AAY319）※1 標準付属のランプになります。
※2 ロングライフ仕様はやや照度が落ちます。

RS-232ケーブル（クロス）

No.12AAA807

No.264-160-10

リアルタイム工程管理プログラムMeasurLink
検査表作成プログラムMeasureReport
注）
別途PCが必要です
パソコン転送プログラムOptin
注）
別途PCが必要です

フットスイッチ

No.12AAA846

L1
載物台

測定物

※注）回転テーブルを装着しない場合

詳細はCatalog No.14008「光学データ処理システム QM-Data200・画像ユニット」を参照ください。

PJ-H3010

PV-5110システム構成図

500 mmの大型・前方傾斜スクリーンを搭載。

拡大図面との比較測定や投影像のトレースに最適。
精密量産部品検査の効率化をサポート。

PV-5110本体
No.304-920-10

グリーンフィルタ※1

No.172-160-2

外観寸法図

5×レンズセットNo.172-401
10×レンズセット（標準付属品）基準スケール 50 mm※2
（単位：mm）

300

HL1-50No.182-511-30

No.172-402

投影レンズ関連

基準スケール 100 mm※2

20×レンズセット
No.172-403

HL1-100
No.182-512-30

焦点位置

No.172-424

68

960

150

1294

1627

φ5

470

※ カウンタ（KA-212）およびカウンタ台を装着した場合は本体右側に約300 mmのスペースが必要です。

ø508 mm

微粒子スリガラス±360（表示は±°）370°
デジタル内蔵（ABS/INC切換）
回転スクリーン・ゼロセット°1°または0.01（切換）
90 °実線
内蔵LEDバックライト付
5×、10×（標準付属）、20×、50×、100×投影レンズ
挿入式マウント
呼び倍率の±0.1％以下
倍率精度※1
呼び倍率の±0.15％以下
測定物最大高さ
投影レンズ L1寸法参照
24 V・150 W・500 hハロゲンランプ（No.512305）
スライド交換機構
照明（透過）
テレセントリック照明、熱線吸収フィルタ
冷却ファン内蔵、2段階（HIGH/LOW）輝度切換
カラーフィルタ併用可
24 V・150 W・500 hハロゲンランプ（No.512305）
熱線吸収フィルタ、光束集光調節可能
照明（反射）
双燈式斜め反射照明装置（5×・10×・20×）
冷却ファン内蔵、2段階（HIGH/LOW）輝度切換
載物台部駆動
焦点合せ
手動
最小表示量 0.001 mm（QM-DATA200も同様）
X・Yカウンタ
電源
AC100 V・110 V・120 V・220 V・230 V・240 V 外部切換
本体質量約210 ㎏（XYステージ含む）
最大消費電力約560 W※ステージの仕様は、16ページを参照ください。
※1：弊社の倍率精度規格は、透過照明（±0.1 % 以下にあること）のみを確認しています。
（透過照明による倍率精度が許容値であれば、反射照明での倍率精度
も弊社規格の±0.15 % 以下に保証されます。
）●5×、10×、20×斜め反射照明
熱線吸収フィルタ

載物ガラス

5×
レンズセット5×レンズセット172-401
10×レンズセット

No.176-107

ステージ上で使用

暗幕装置

Vブロック台No.172-378
傾斜センタ

No.172-197

視野直径
（mm）

（mm）

（mm）

（mm）

101.6

125

60（27）

120

50.8

181

60

120

25.4

206

60

120

10.16

87

32.4

64.8

L1

5.08

87

L2

22.5

D

45

データ処理システム図◆ランプ交換◆

透過・反射用 No.512305
QM-Data200

オプトアイ200

No.332-161

検出器取付板（B）

No.264-161-10※
QM-Data200

RS-232ケーブル

No.264-160-10

No.12AAA807

リアルタイム工程管理プログラムMeasurLink
検査表作成プログラムMeasureReport
注）
別途PCが必要です（アームタイプ）

PV-5110No.304-920-10

カウンタ台

No.12AAY472

KA-212（カウンタ） RS-232Cユニット
No.174-183
No.06AET993※（ ）内は反射照明の場合。
※ 各レンズセットには照明用コンデンサレンズを含んでいます。
※ Dは透過照明の場合。

接続ケーブルB

No.12AAD193（スタンドタイプ）

詳細はCatalog No.14008「光学データ処理システム QM-Data200・画像ユニット」を参照ください。

L2

投影レンズ

No.172-198

20×
50×
100×
レンズセット レンズセット レンズセット レンズセット

172-40220×レンズセット
172-40350×レンズセット
172-404
100×レンズセット
172-405

投影レンズ

微動付回転テーブル※3

10×（標準付属品）載物台

ステージアダプタ（C）

No.176-317

PV-5110

コードNo.

PV-5110

クランプ装置※1 透過光源部に挿入して使用します。
※2 ステージ上で使用。
スクリーンに投影し、倍率精度をHL（基準スケール）で確認します。
2※3 回転ステージ部が小さいため、大きなステージに使用した場合は測定範囲に制限が出る可能性があります。
※4 50×・100×投影レンズを使用する際は、XYステージ用の載物ガラスと投影レンズの衝突を防ぐため、載物ガラスを外す必要があります。
注）
ステージ上にオプションを組み合わせて設置した場合、L1寸法がそれぞれのオプションの高さ分だけ小さくなります。

L1

L1: 焦点あわせできる最大高さ
L 2: 焦点あわせできる最大段差（作動距離）
D: スクリーンの中心線に円筒母線を投影するときの
最大直径

11

KA-212（カウンタ）
No.174-183

No.172-319

投影レンズ（10×レンズセットは標準付属品）

光源電球（反射）反射照明装置

HL2-200
No.182-522-30

HL2-500
No.182-525-30

1073

D

有効径
ガラス
回転角
角度表示
読取
十字線
0 基線指標倍率
固定
透過反射

100×レンズセット※4
No.172-405

基準スケール 500 mm

535

620

倒立逆像

カウンタ台

No.12AAY472

HL2-300
No.182-523-30

PV-5110No.304-920-10

投影像

スクリーン上で使用

基準スケール 200 mm

基準スケール 300 mm

PV-5110仕様

50×レンズセット※4
No.172-404

反射照明装置※ QM-Data200（アームタイプ）とカウンタ台との併用はできません。

（クロス）

No.12AAE672

パソコン転送プログラムOptin
注）
別途PCが必要です

P V- 5 1 1 0
12

PH-3515F

システム構成図

刃工具業界のスタンダード。エンドミル、カッター、チップソー等の刃工具やネジ・バネ等の輪郭形状観察・測定に最適。
254×152 mmの長ストローク、耐荷重45 kgの高剛性ステージを搭載し、長い・
重いワークにも対応。

基準スケール 200 mm

HL2-200
No.182-522-30

PH-3515F本体
No.172-868-10

スクリーン上で使用

10×レンズセット（標準付属品）（デジタル回転スクリーン付）

No.172-482

投影レンズ関連

基準スケール 300 mm

HL2-300
No.182-523-30

外観寸法図（単位：mm）

460

1160

20×レンズセット
No.172-484

マイラースクリーン（P21参照）

50×レンズセット
No.172-486

反射照明装置（垂直反射照明用）

940

1170

No.172-425

グリーンフィルタ※1

No.172-286

No.12AAY427
KA-212（カウンタ）
No.174-183

チップソー固定治具※2

135

No.172-001

424
460
549

PH-3515F
No.172-868-10

PH-3515F

回転スクリーン

投影レンズ
倍率精度※1
測定物最大高さ
照明（透過）

照明（斜反射）
焦点合せ
電源
本体質量
最大消費電力

有効径
ガラス
回転角
角度表示
読取
十字線
倍率
固定
透過
反射

正立逆像 ※

ø353 mm

微粒子スリガラス°±360（表示は±
370 °）
デジタル内蔵（ABS/INC切換）
・ゼロセットまたは0.01（切換）°1°
90 °実線
10×（標準付属）、20×、50×、100×10×（ハーフミラー外付）
20×、50×、100×（ハーフミラー内蔵）
ねじマウント
呼び倍率の±0.1％以下
呼び倍率の±0.15％以下
投影レンズ L1寸法参照
24 V・150 W・50 hハロゲンランプ（No.515530）
テレセントリック照明、熱線吸収フィルタ
冷却ファン内蔵、2段階（HIGH/LOW）輝度切換
カラーフィルタ併用可

24 V・200 W・50 hパラボラ式ハロゲンランプ（No.12BAA637）
載物台部前後駆動
手動

AC100 V・110 V・120 V・220 V・230 V・240 V 外部切換
50/60 Hz 電源コード2 m
150 kg約410 W※ レンズ側から見て測定物と投影像は上下の向き及び移動方向が一致します
が、左右の向きおよび移動方向は逆になります。
※ ステージの仕様は、16ページを参照ください。
※1：弊社の倍率精度規格は、透過照明（±0.1 % 以下にあること）のみを確認しています。
（透過照明による倍率精度が許容値であれば、反射照明での倍率精度
も弊社規格の±0.15 % 以下に保証されます。
）

カッター固定治具※2

No.172-001 No.172-002

No.172-002※ オプション品のカウンタ（KA-212）およびカウンタ台を装着した場合は本体右側に約300 mmのスペースが必要です。

立形支持台

（mm）

（mm）

（mm）

（mm）

（標準付属品）35.3

23593（35）

152.4

152.4

20×レンズセット
172-484

17.65

235

40（40）

116

152.4

50×レンズセット
172-486

7.06

80

14.6（14.6）

30.4

152.4

100×レンズセット
172-166

3.5

109

9.5（9.5）

19

152.4

10×レンズセット
172-482

L 2※

L1

D

H

※ L 2 寸法の（ ）内は反射照明時の値です。

L1

HL1-50No.182-511-30

両センタ台

PH-3515F※1 透過光源部に挿入して使用します。
※2 チップソーならびにカッター固定治具は中心孔径25.4 mmに対応しています。
※3 倍率制度を確認するための基準スケール。載物台に立形支持台にて固定してスクリーン上に投影してHL2で確認します。

データ処理システム図
QM-Data200（アームタイプ）

L2
D

L1: 焦点あわせできる最大高さ
L2: 焦点あわせできる最大段差（作動距離）
D: スクリーンの中心線に円筒母線を投影するときの最大直径
H: 光軸と載物台上面との最大寸法

オプトアイ200

No.264-161-10※

No.332-161

QM-Data200

RS-232ケーブル（クロス）No.12AAA807（スタンドタイプ）
載物台

Vブロック台No.172-234

No.172-602

No172-600

PH-3515本体

ハーフミラーF

回転万力台

No.172-601

基準スケール 50 mm※3

投影レンズ

H

両センタ台ライザセット

No.172-139

視野直径
（mm）

コードNo.

ツインファイバー照明、光束集光調整可能

注1）X・YカウンタはPH-3515F本体に内蔵されておりません。
カウンタ表示が必要な（KA-212）の購入を推奨いたします。
場合は、別途QM-Data200もしくはカウンタ
注2）照明の照明角度により被検物測定値が小さくなる場合があります。

13

45

540

投影レンズ（10×は標準付属品）

仕様
投影像

928

100×レンズセット
No.172-166

カウンタ台

ステージ上で使用

No.264-160-10

検出器取付板（A）

No.12AAE671

リアルタイム工程管理プログラムMeasurLink
検査表作成プログラムMeasureReport
注）
別途PCが必要です◆ランプ交換◆
透過・反射用 No.515530※1
透過・反射用 No.512305※2
ロングライフ仕様
定格 約500時間（

斜め反射・反射用）

No.12BAA637※1※1 標準付属のランプになります。
※2 ロングライフ仕様はやや照度が落ちます。

パソコン転送プログラムOptin
注）
別途PCが必要です
詳細はCatalog No.14008「光学データ処理システム QM-Data200・画像ユニット」を参照ください。

※ QM-Data200（アームタイプ）とカウンタ台との併用はできません。

PH-3515F
14

ステージ

Stage
PJ-PLUS
測定範囲（ X 軸×Y 軸）

PJ-PLUS本体

PV-5110

符号

コードNo.

読取装置

フローティング機構
上面寸法100×100 mm
PJ-P1010A
302-801

デジタルスケール

X・Y両軸

200×100 mm
PJ-P2010A
302-802

載物ガラスNo.

250×250 mm
142×142 mm
5 mm
12BAE041

最大積載質量

10 kg

8 kg

100×100 mm
PJ-H30A1010B
303-716-10

200×100 mm
PJ-H30A2010B
303-717-10

300×240 mm
180×150 mm
6 mm
380412350×280 mm
250×150 mm
6 mm
382762

載物ガラス有効寸法
載物ガラス厚スイベル調整範囲

̶

測定範囲（ X 軸×Y 軸）

PV-5110 本体コードNo.

読取装置

クイックリリース機構
上面寸法

350×280 mm
240×140 mm
8 mm
12BAD760

載物ガラス有効寸法
載物ガラス厚載物ガラスNo.

スイベル調整範囲
最大積載質量̶

※（

200×100 mm（164×68 mm）※
304-920-10（KA-212付）
デジタルスケール

X・Y両軸
380×250 mm
266×170 mm
6 mm
382762±3 °8 kg

クイックリリース機構）内は 5×投影レンズ使用時、ケラレの無い範囲

PJ-H30
測定範囲（ X 軸×Y 軸）
回転スクリーン
読取装置

クイックリリース機構
上面寸法

載物ガラス有効寸法

載物ガラス厚載物ガラスNo.

スイベル調整範囲
最大積載質量測定精度

符号

コードNo.

200×170 mm
PJ-H30A2017B
303-718-10

300×170 mm
PJ-H30A3017B
303-719-10

410×342 mm
270×240 mm
8 mm
12BAD363

510×342 mm
370×240 mm
8 mm
12BAD330

高精度デジタルスケール

±3（右）
°

10 kg

XY 軸標準

±5（左）
°

20 kg

（3＋0.02L）µm L：任意測定長（mm） ※測定方法はJIS B 7184に準拠します。

PH-3515F

ツイストローラ方式
測定範囲（ X 軸×Y 軸）

PH-3515F 本体コードNo.
読取装置

クイックリリース機構
上面寸法

治具固定溝
ステージ

角度最小読み最大測定径（水平固定時）

スイベル調整範囲
最大積載質量254×152.4 mm
172-868-10

デジタルスケール

X軸のみ
450×146 mm
アリ溝2本（P＝43 mm）
30 °ø340 mm
±10 °
45 kg

クイックリリースハンドル

XYハンドル内側のクイックリリースハンドルでステージ送りを大粗ステージが完全フリー状態になりますので動/微動に切換できます。

次の測定位置までの距離が長い場合や基準位置に早く戻る際などにとても便利です。本機構はツイストローラ方式を採用しています
ので切換時にほとんど衝撃がなく、滑らかな送りを体感できます。

※PJ-PLUSシリーズを除く

ステージ

写真：チップソー固定治具（No.172-001）にカッター（外径175 mm）を装着た場合

15

16

アクセサリ（オプション）■ 二次元データ処理装置

投影機や測定顕微鏡から入力される X-Y 座標データを演算処理し、結果を LCD に表示・プリンタへ印字することができる二次元データ処理装置です。

QM-Data200

基本要素測定キー
点

X 軸との角度、
真直度（多点入力 可 能 、最 大
100点）

楕円

角穴

中心座標値、縦長さ、横長さ円

中心座標値、直径、真円度（多点入力可能、最大100点）
長穴

中心座標値、縦長さ、横長さ、長穴の半径線と円の交点交点座標値

線と点の距離垂直距離

円と円の交点
交点座標値■ 主な仕様符号
コードNo.
表示言語
測定値の単位最小表示量

プログラム機能
統計処理
表示部

エッジセンサ位置補正

入出力

測定結果ファイル出力
電源

最大消費電力
外観寸法
質量
適応機種
アクセサリ

特別付属品

線と円の距離中心間距離、最長
距離、最短距離
点と点の中点
中点座標値■ 操作画面
（カウンタ）

スタンドタイプ

QM-Data200

264-161-10

16カ国語対応（日/英/ドイツ/フランス/イタリア/スペイン/ポルトガル/チェコ/中国（繁体字）/
中国（簡体字）/韓国/トルコ/スウェーデン/ポーランド/オランダ/ハンガリー）

距離、座標差、
動径差

120
84

84
交点交角

交点座標値、
交角、補角

円と円の距離中心間距離、最長
距離、最短距離、
座標差、動径差
線と点の中点
中点座標値

コードNo.
品名
回転ステージ面の大きさ

0.1 µmø270 mm

ø96 mm2°
240×172×19.7
2.4 kg

ø182 mm

ø238 mm

280×280×23.7
5.5 kg342×342×23.2
6.5 kg

○※1
○※2

○
̶

○
̶

○

○

̶

○※1

̶

○ ※3

̶

■

V ブロック台■ 傾斜センタ

円筒物の固定に使用します。

両センタ加工を施してある測定物の保持用に使用しまねじの有効径や深さす。
±10度の傾斜がとれますので、測定などに適しています。

172-378

172-234

172-604120

176-107
PJ-PLUSシリーズ
PJ-H30シリーズ
適応機種
PV-5110
クランプ可能な最大厚さ
0〜35 mm質量
0.4 kg

拡大カウンタ画面

コードNo.

172-234

172-378
PJ-PLUSシリーズ
適応機種
PH-3515F PJ-H30シリーズ
PV-5110
支持可能な最大直径
ø50 mm
ø25 mm
軸線の高さ（取付面より） 38〜48 mm
38〜48 mm質量1.24 kg
0.8 kg■ アダプタクランプ装置や傾斜センタ台等測定物固定用のオプション類を投影機本体XYステージ上に取り付けるためのアダプタです。
コードNo.

176-304

品名

外観寸法図（W×D×H）mm

適応機種

PJ-PLUSPJ-H30PV-511022 078

コードNo.

質量17ø240 mm○

176-107約2.8 kg

注）
詳細につきましては、
Catalog No.14008「光学データ処理システム QM-Data200・画像ユニット」を参照ください。
※1 QM-Data200（アームタイプ）とカウンタ台との併用はできません。
※2 電源コードは別途必要になります。

ø146 mm

測定結果画面

（アーム水平時）

PJ-PLUSシリーズ
PJ-PLUSシリーズ
PJ-H30シリーズ
PJ-H30シリーズ
PV-5110（KA-212カウンタ付の場合） PV-5110 ※1
PH-3515F（KA-212カウンタ付の場合） PH-3515F ※1
ACアダプタ、電源コード※2、簡単操作ガイド

176-306

微動付回転テーブルB

120

カラーTFTLCD（LEDバックライト付き）

約2.9 kg

176-305

微動付回転テーブルA

PJ-PLUSシリーズ
PJ-H30シリーズ
PV-5110

データ数・最大値・最小値・平均値・標準偏差・レンジ・ヒストグラム
測定機能別統計（コマンド別統計）：リニヤスケール入力用（最大3軸）
XYZ
RS-232C■
1 ：外部PC接続用
RS-232C■
2 ：測定機本体カウンタ接続用：オプトアイエッジ信号接続用（オプトアイ200）
OPTOEYE：フットスイッチ接続用
FS：外部プリンタ接続用
PRINTER
USB-MEMORY ：USB-メモリ接続用
RS-232C出力（CSV形式・MUX-10形式）
AC100〜240 V
17W（オプションは含みません）
約260（W）×242（D）×310（H）mm
約318（W）×153（D）×275（H）mm

176-306

172-198

微動調整
ステージガラスの有効径
角度最小読み外観寸法図（W×D×H）mm
質量
適応機種

176-305

微動付回転テーブル

基板、プレス品などの厚みの薄い測定物の固定に使用します。

測定手順の作成・実行・編集

対応（投影機）172-198

172-198■ クランプ装置

長さ：mm 角度：度／度分秒（切換）（スタンド部含む）

120※1 回転ステージ部が小さいため、大きなステージに使用した場合は測定範囲に制限が出る可能性があります。
※2 50×・100×投影レンズを使用する際は、XYステージ用の載物ガラスと投影レンズの衝突を防ぐため、載物ガラスを外す必要があります。
※3 2010サイズのみ設置可能です。

アームタイプ

264-160-10

84

2点間距離

パターン設定ピッチ
2点間距離、座標差、角度、
累積距離、累積角度

測定物の走り出し、位置調整に使用します。

120
線

座標値
（多点入力可能、最大 100点）※多点処理の場合は平均点を測定値とします。
中心座標値、長軸径、短軸
径、X軸との角度、偏差（多点処理可能、最大100点）

Accessory■ 回転テーブル

ステージアダプタ

50×340×15
1.5 kg̶○̶

176-310

176-31750×280×15
1.2 kg73×278×17
1.8 kg̶○

コードNo.
適応機種
支持可能な最大寸法※
傾斜面
質量172-604
PJ-PLUSシリーズ
PJ-H30シリーズ
PV-5110
ø80 mm（65×140 mm）±10 °2.5 kg※測定可能な最大寸法は投影倍率により異なります。
（ ）内寸法は10 °傾斜の場合です。

アクセサリ

ステージアダプタ（B）ステージアダプタ
（C）

○

̶

̶
○

18

アクセサリ（オプション）■ 回転万力台

測定物を挟み込んで保持するために使用します。水平方向に回転機構を備えています。

■ 両センタ台

両センタ加工を施してある測定物の保持に使用します。

■ 両センタライザ

両センタ台をかさ上げするための台座です。

■ 立形支持台

Accessory■ グリーンフィルタ

薄物小物部品の保持に使用します。

コントラス調整用のグリーン色フィルタで、透過照明部に挿入して使用します。
コードNo.
適応機種

外観寸法（W×D）mm172-160-2/-3

回転角

取付面から上面までの寸法
角度最小読み質量

コードNo.

172-602
PH-3515F
360 °
76 mm
5°
2.8 kg172-600
PH-3515F支持可能な最大直径 120 mm（240 mm）※
質量
3.3 kg※両センタライザ（No.172-601）使用時
適応機種■ 基準スケール（ご注文により製作いたします）

XYテーブルの指示精度確認に使用しますが、標準スケール、読取りスケールの代替品にもなります。
標準スケールの代替品は HL1 隣、読取りスケールの代替品は HL2 となります。
● 詳細は、
Catalog No.14005の15ページをご参照ください。

コードNo.

コードNo.

172-601
PH-3515F
60 mm
2.2 kg

適応機種
高さ

質量

172-132
PH-3515F

適応機種

ガラスの大きさ

●

質量

全長
測定長

10

20

30

40

HL1－200

50

目盛面

60

70

190

1

2.7

10

200

95＊＊＊

全長
測定長

10

20

30

40

50

60

目盛面

70

490

182-511-30※
HL1-5050
75

182-512-30※
HL1-100
100
125
20※コードNo.末尾「-30」の場合は、校正証明書を添付いたします。
■ 標準スケール

10
1
0.5

4.7

Model No. HL.2－500 Serial No.

182-522-30※
HL2-200
200
230

182-523-30※
HL2-300
300
330

ソーダライムガラス
1.5+2L/1000 L＝任意の2線間の長さ（mm）

10

スケール精度（20 ℃）

19

透過照明・反射照明※1
無指向性

ø2 mm
1 mm
4.5 mm/s (10× レンズ)30〜2000 ℓX
20 ℓX以上
σ＝1 µm※2

標準品の構成電装部
検出器：光ファイバ長：1950 mm
接続ケーブル（No.12AAE709）：電装本体とQM-Data200接続用：QM-Data200への電装本体固定用
QM-Data200固定治具（No.12BAG139）● 投影機の測定効率と信頼性を向上させる検出装置です。
従来の目視による50
オプトアイ200と検出器取付板A

投影像を直接測定するためのガラス製スケールです。
標準スケールの投影像検定用として多く使用されます。

172-116

十字線位置合わせから解放され、投影像を通過させるだけで測定ができます。
データ入力時の個人誤差低減と測定時間の短縮に効果を発揮します。
● 検出器は光ファイバを使用し、スクリーンクレンメルで簡単に固定できます。
● ランプ照度が変化した場合のエラー検出機能を搭載しています。
● QM-Data200にレトロフィットでき、電源は接続ケーブル経由QM-Data200から供給のため、ACアダプタは不要です。
● 本システム使用時は投影機本体とS232Cケーブルによる接続、あるいは投影機
本体の X・Y 軸のリニヤスケールを直接 QM-Data200 に接続する2 通りがあります。
● 本システムはQM-Data200との併用で使用可能です。

パソコン転送プログラムOptin（オプトイン）のご案内
測定演算結果を表計算ソフトExcelへ出力したり、デジタルカウンタの表示値をPCに出力して、同様に表計算ソフトExcelでデータ管理することを可能にする
アクセサリ
パソコン通信プログラムを無償でご提供しております。
尚、弊社都合により本プログラムの提供を突然中止させて頂く場合がありますのでご了承ください。
また、本プログラムは保証対象外扱いとさせていただきます。

172-118
172-33080 mm
0.1 mm
（3＋5L /1000）µm
L＝測定長（mm）

332-161
OPT-200

注）検出器取付板は、オプション品となります。

182-525-30※
HL2-500
500
530

アクセサリ

172-116
50 mm

58×120■ 読取りスケール

倍率のチェックをするためのガラス製スケールです。

コードNo.
スケール長さ最小目盛

PJ-PLUS 装着例

10

500

0
コードNo.
符号
測定長（mm）
全長（mm）
目盛線幅（µm）
材質（µm）
精度（20℃）

50×167※1・※2 当社条件による

2.5
3.5
5

36

HL2

0

195×260

コードNo.
符号
照明
検出指向性
最小円検出
最小線幅
最大応答速度
明部の照度範囲
明暗部の最小照度差
繰返し精度（透過照明）

最小目盛ピッチ0.1

0●50×110200（投影像位置検出装置）

1.3 kg

単位：mm

HL1

0

172-286
PH-3515F■ オプトアイ

̶

外観寸法図

22

● 基準スケールは

172-160-2
PV-5110172-132

2.5
3.5
5

適応機種

172-601

1.7 1.5

コードNo.

172-600

12AAG981
PJ-H30172-286

2 2

172-602

12AAG981

172-160-3
PJ-PLUS

コードNo.
スケール長さ
最小目盛

スケール精度（20 ℃）

172-118
200 mm詳細につきましては、弊社ホームページをご確認願います。https://www.mitutoyo.co.jp/products/gazoukogaku/dl_counter.html

172-161
300 mm
0.5 mm（15＋15L /1000）µm
L＝測定長（mm）

172-329600 mm※ 投影機に接続する場合は、RS-232Cケーブル（クロス）、
フットスイッチ（No.12AAA846）が必要※ QM-Data200に接続する場合は、RS-232Cケーブル
（クロス）
が必要
※ Excelは、マイクロソフト社の商品です。

こちらから
「パソコン
転送プログラムOptin（オプトイン）のご案内」
をご覧いただけます。

20

光学用語基礎知識

Accessory■ マイラースクリーン

スクリーン面に投影された映像を、すばやくチェックしたいときに使用します。使用用途に応じて、13種類を準備しております。
マイラースクリーンNo.11

マイラースクリーンNo.12

マイラースクリーンNo.13■ 正立正像と倒立逆像

正立正像とは、スクリーン上の投影像が載物台上の測定物と、上下・左右の向きおよび移動方向が全て一致する像のことを言います。
また、下図のように上下・左右の向きおよび移動方向が逆の場合を倒立逆像と言います。

F

スクリーン

正立正像タイプの場合

マイラースクリーンNo.14

マイラースクリーンNo.15

Basic knowledge

マイラースクリーンNo.16

FF

像側焦点位置

光軸
光源
（ランプ）

物体面
測定ワーク
透過照明の場合

ΔM（%）=

L−IM ×100
IM

ΔM：倍率精度
L ：スクリーン上での基準物の像の実測点
I ：基準の寸法（標準スケールの使用長さ）
M：投影レンズの倍率

呼び倍率：投影レンズに表示された倍率）（公称倍率ともいいます。

マイラースクリーンNo.22

投影レンズ

投影
スクリーン面

焦点を合わせたとき、投影レンズ先端から測定物上面までの距離（空間）のことをいいます。本カタログでは符号の L が相当します。

ある 呼 び 倍 率 を 持 つ 投 影レンズ に て、基 準となる 寸 法（ 基 準スケールの使用長さ）をスクリーンに拡大投影させたとき、その投影像の実測値と基準となる寸法との比率のことをいい、下記の式で算出できます。
（測定精度とは違います。
）

マイラースクリーンNo.19

マイラースクリーンNo.21

主光線■ 作動距離■ 倍率精度マイラースクリーンNo.20

測定投影機・測定顕微鏡では、絞りを置く代わりにコンデンサレンズの焦点位置にランプのフィラメントを置いて、平行光線で照明して同様の効果を持たせています（下図参照）

コンデンサレンズ

F 測定物

マイラースクリーンNo.18

像側焦点位置に絞りを設けることにより主光線は光軸と平行になるという原理を用いた光学系で、光軸方向にピントをずらしても像がボケるだけで像中心の大きさが変わらないことが特長です。

倒立逆像タイプの場合

載物台上面

X軸の動き
Y軸の動き

マイラースクリーンNo.17■ テレセントリック光学系

F

アクセサリ
（オプション）

投影レンズ

L：作動距離

載物台

測定物

■ 視差

読取りに際し、視線の方向によって生ずる誤差のことを言います。

■ 照明方法視差● 透過照明…測定物を透過光で観察する照明方法で、特に輪郭部を

拡大投影・測定する場合に使用します。

● 垂直反射照明…測定物の表面に垂直光を当てる照明方法で、表面

品名

マイラースクリーン
12枚セットマイラースクリーンNo.11
マイラースクリーンNo.12
アクセサリ

21

パーツNo.

仕様

12枚組セット
12AAM027 （マイラースクリーン
No.11〜 No.22）
上部……放射線（1 º 間隔）
12AAM587 下部……同心円（半径1 mm間隔）同心円（半径5 mm間隔）
12AAM588 十字線（
1 mm間隔目盛）付

マイラースクリーンNo.13

12AAM589 同心円（半径1 mm間隔）十字線付

マイラースクリーンNo.14

水平50 mm間隔平行線（1 mm＝50倍に拡大）
12AAM590 垂直
20 mm間隔平行線（1 mm＝20倍に拡大）

マイラースクリーンNo.15

12AAM591 10 mm 間隔方眼

マイラースクリーンNo.16

12AAM592 十字線（0.5 mm 間隔目盛）

マイラースクリーンNo.17

12AAM593 1 mm 間隔方眼

品名

パーツNo.

マイラースクリーンNo.18 12AAM594 1 º 間隔放射線仕様

マイラースクリーンNo.19 12AAM595 水平1 mm間隔平行線
マイラースクリーンNo.20 12AAM596 同心円半径1 mm間隔 放射線1 º 間隔
マイラースクリーンNo.21 12AAM597

マイラースクリーンNo.22 12AAM598
マイラースクリーン（千鳥十字線）

20×用 メートルねじ P＝0.2〜2 mm
ユニファイねじ 28〜12山
ウィットウォースねじ 20〜10山
100×用 メートルねじ P＝0.08〜0.25
20×用 インボリュート歯車歯形（基準ラックの歯形）
20 ºm＝0.2〜1
14.5 ºm＝0.2〜1

12AAM599 実線＋千鳥十字線

形状の観察・測定する場合に使用されます。

投影スクリーン（ハーフミラーもしくはハーフミラー内蔵式投影レンズを併用）● 斜め反射照明…測定物の表面に斜めから光を当てる照明方法で、像のコントラストが強調され立体的かつシャープに観察できます。
ただし、寸法測定する際誤差が生じやすくなりますので注意が必要です。

（斜め反射鏡併用 PJ-H30シリーズは本体標準）■ 視野直径スクリーン上に映し出される測定物の大きさの直径・範囲のことを言います。
視野直径（ ømm）=

投影機のスクリーン径（ømm）
使用する投影レンズの倍率（例題）ø500 mmのスクリーン径で、投影レンズ 5×を使用した場合500（ømm）＝100（ømm）
5（×）

（例）

ø100 mmの範囲が投影スクリーンいっぱいに映し出されます。

光学用語
基礎知識

22

座標測定機

画像測定機

形状測定機

光学機器

精密センサ

試験・計測機器

スケールユニット

測定工具、測定基準器、計測システム

仙台営業所
郡山営業所
宇都宮営業所
水戸営業所
伊勢崎営業所
さいたま営業所
新潟営業所
川崎営業所
東京営業所
厚木営業所

仙台市若林区卸町東1-7-30〒984-0002 電話 (022)231-6881 ファクス(022)231-6884
仙台市若林区卸町東1-7-30（※1） 〒984-0002 電話 (024)931-4331 ファクス(022)231-6884
宇都宮市平松本町796-1〒321-0932 電話 (028)660-6240 ファクス(028)660-6248
水戸市元吉田町260-3〒310-0836 電話 (029)303-5371 ファクス(029)303-5372
伊勢崎市宮子町3463-13〒372-0801 電話 (0270)21-5471 ファクス(0270)21-5613
さいたま市北区宮原町3-429-1〒331-0812 電話 (048)667-1431 ファクス(048)667-1434
新潟市中央区新和1-6-10 リファーレ新和 1F-B 〒950-0972 電話 (025)281-4360 ファクス(025)281-4367
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-1611 ファクス(044)813-1610
川崎市高津区坂戸1-20-1（※1）
〒213-8533 電話 (03)3452-0481 ファクス(044)813-1610
厚木市中町2-6-10 東武太朋ビル2F〒243-0018 電話 (046)259-6400 ファクス(046)259-6404
富士駐在所
電話 (0545)55-1677
諏訪営業所
諏訪市中洲582-2〒392-0015 電話 (0266)53-6414 ファクス(0266)58-1830
上田駐在所
電話 (0268)26-4531
浜松営業所
浜松市東区和田町587-1〒435-0016 電話 (053)464-1451 ファクス(053)464-1683
安城営業所
安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
中部オートモーティブ営業所 安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
名古屋営業所
名古屋市昭和区鶴舞4-14-26〒466-0064 電話 (052)741-0382 ファクス(052)733-0921
金沢営業所
金沢市桜田町1-26 ドマーニ桜田〒920-0057 電話 (076)222-1160 ファクス(076)222-1161
大阪営業所
大阪市住之江区南港北1-4-34〒559-0034 電話 (06)6613-8801 ファクス(06)6613-8817
神戸営業所
神戸市西区丸塚1-25-15〒651-2143 電話 (078)924-4560 ファクス (078)924-4562
京滋営業所
草津市大路2-13-27 辻第3ビル1F〒525-0032 電話 (077)569-4171 ファクス(077)569-4172
岡山営業所
岡山市北区田中134-107〒700-0951 電話 (086)242-5625 ファクス(086)242-5653
広島営業所
東広島市八本松東2-15-20〒739-0142 電話 (082)427-1161 ファクス(082)427-1163
福岡営業所
福岡市博多区博多駅南4-16-37〒812-0016 電話 (092)411-2911 ファクス(092)473-1470
センシング営業課 川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-8236 ファクス(044)822-8140
地震機器課
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)455-5021 ファクス(044)822-8140（※1）営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。

お求めは当店で̶

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。
●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。
あらかじめご了承ください。
●本カタログに掲載されている仕様は 2024 年 1月現在のものです。

M3 Solution Center …商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業所にご連絡ください。
宇都宮市下栗町 2200
〒321-0923 電話 (028) 656-1607 ファクス (028) 656-9624
UTSUNOMIYA
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-1611 ファクス (044) 813-1610
TOKYO
諏訪市中洲 582-2〒392-0015 電話 (0266) 53-6414 ファクス (0266) 58-1830
SUWA
安城市住吉町 5-19-5〒446-0072 電話 (0566) 98-7070 ファクス (0566) 98-6761
ANJO
大阪市住之江区南港北 1-4-34 〒559-0034 電話 (06) 6613-8801 ファクス (06) 6613-8817
OSAKA
呉市広古新開 6-8-20〒737-0112 電話 (082) 427-1161 ファクス (082) 427-1163
HIROSHIMA
計測技術者養成機関…各種のコースが開催されています。詳細は弊社営業所にご連絡ください。
〒213-8533 電話 (044) 822-4124 ファクス (044) 822-4000
ミツトヨ計測学院 川崎市高津区坂戸 1-20-1
キャリブレーションセンタ…商品の検査・校正・保守・修理をお受けしています。
宇都宮市下栗町2200〒321-0923 電話 (028) 656-1432
宇都宮
川崎川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-8214
広島呉市郷原町一ノ松光山10626番62 〒737-0161 電話 (0823) 70-3820

ファクス (028) 656-8443
ファクス (044) 813-8223
ファクス (0823) 70-3833

カスタマーサポートセンタ…商品に関しての各種のお問合せ、ご相談をお受けしています。
電話 (0570) 073214
ファクス (044) 813-1691

最寄りの営業所をご確認いただけます。

https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/japan/#sale

川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533
https://www.mitutoyo.co.jp

144