Elcometer 355
elcometer.com

膜厚計1乾燥膜厚 - デジタル式
膜厚計

Elcometer 355

最先端技術を採用し、高い精度と耐用性を持つ多機能携帯型膜厚計です。測定にかかる費用と時間を削減できるさまざまな機能が搭載されています。
スタンダードモデルとトップモデルの2種類あります。読み取り値を10,000個まで保存できる大容量メモリを内蔵しています。さらに、PCや記録計、プリンタにデータを出力することもできます。
専用プローブも各種ご用意しています。用途に合わせてお選びください。どのプローブにも、校正用標準フォイルが付属しています。
••
•
•
•
•

対応ソフト

ElcoMaster®

精度は±1%と1μmのいずれか大きな方
本体外装は、厳しい使用環境にも耐えられる丈夫なアルミニウム製
ElcoMaster®ソフトウェア付属
統計機能付き – 平均、標準偏差、測定回数、最大値と最小値
RS232シリアル接続によるデータ出力
測定日時の記録

適合規格:
AS 2331.1.4, AS 3894.3-B, AS/NZS 1580.108.1, ASTM B 244, ASTM B 499, ASTM D 1186-B, ASTM D 1400, ASTM D 7091, ASTM E 376,
ASTM G 12, BS 3900-C5-6A, BS 3900-C5-6B, BS 5411-3, BS 5411-11, BS 5599, DIN 50981, DIN 50984, ECCA T1, EN 13523-1,
IMO MSC.215(82), IMO MSC.244 (83), ISO 1461, ISO 19840, ISO 2063, ISO 2360, ISO 2808-6A, ISO 2808-6B, ISO 2808-7C, ISO 2808-7D,ISO 2808-12, JIS K 5600-1-7, NF A49-211, NF T30-124, SS 184159, SSPC PA 2, US Navy PPI 63101-000, US Navy NSI 009-32

C仕様コード番号

説明A355----T

Elcometer 355膜厚計、トップモデル

使用温度

0～50°C（32～120°F ）保管温度-10～60°C（14～140°F ）寸法

175x83x 42mm（6.9 x3.3x1.6インチ）

重量650g（1.43ポンド）

測定速度

毎分40回

データ出力

RS232Cシリアル接続、またはD25（メス）コネクタによるパラレル接続

メモリ

スタンダードモデル：最高25バッチ、読み取り値5,000個
トップモデル：最高200バッチ、読み取り値10,000個

電源

1.5V AAアルカリ電池3本、または1.5Vニッケル水素充電池3本

電池の寿命

アルカリ電池40時間、充電池20時間

内用品

Elcometer 355トップモデルまたはスタンダードモデル、AA電池3本、 ElcoMaster®ソフトウェ
ア、PC接続用ケーブル、取扱説明書○ 校正証明書（オプション）

2証明書

○

自動測定モード 毎分130/140回

乾燥膜厚 - デジタル式
膜厚計

Elcometer 355

Elcometer 355膜厚計用のプローブを各種取り揃えています。
測定する素地に合わせて、磁性金属用（F）と非磁性金属用（N）をお選びください。
プローブの多くは、精度±1%で、さまざまな塗膜と金属表面でご利用いただけます。
伸縮式プローブは、410mm（16インチ）から1100mm（43インチ）の長さに調節できます。

C

プローブ

スケール 1

測定範囲：0～1500μm (0～60mil)
精度*：±1% または ±1μm (±0.04mil)
0～200µmで0.1µm、200～1500µmで0.5µm、500～1500µmで1µm
分解能：（0～8milで0.005mil、8～20milで0.02mil、20～60milで0.05mil）

プローブ

標準型F1
伸縮式 F1標準型N1スケール 2

伸縮式 F2標準型N2対象直径（最小）証明書

T35511952
T35511959
T35511982

85mm (3.35インチ)

6mm (0.24インチ)

30mm (1.18インチ)

6mm (0.24インチ)

85mm (3.35インチ)

8mm (0.31インチ)

●
●
●

コード番号

天地余裕（最小）

対象直径（最小）証明書

T35511960
T35511984

36mm (1.42インチ)

10mm (0.39インチ)

88mm (3.46インチ)

18mm (0.71インチ)●●

測定範囲：0～250µm (0～10mil)
精度*：±1% または ±1μm (±0.04mil)
分解能：0～250µmで0.1µm（0～10milで0.005mil）

プローブ
標準型F4
L型F4(長い)標準型N4スケール 5

天地余裕（最小）

測定範囲：0～5mm (0～200mil)
精度*：±1% または ±5μm (±0.2mil)
分解能：0～500µmで2µm、500～5000µmで5µm（0～20milで0.1mil、20～200milで0.2mil）

プローブ

スケール 4

コード番号

コード番号

天地余裕（最小）

対象直径（最小）証明書

T35511950
T35511951
T35511980

85mm (3.35インチ)

4mm (0.16インチ)

18mm (0.71インチ)

3mm (0.12インチ)

90mm (3.54インチ)

8mm (0.31インチ)●●●

測定範囲：0～800µm (0～32mil)
精度*：±1% または ±2μm (±0.08mil)
分解能：0～800µmで1µm（0～32milで0.15mil）

プローブ
F5（鉄筋）

コード番号

天地余裕（最小）

対象直径（最小）証明書

T3551196285mm (3.35インチ)

4mm (0.16 インチ)●

* いずれか大きい方● 検査証明書が標準で付属しています。

elcometer.com

3乾燥膜厚 - デジタル式
Elcometer 355

膜厚計

アクセサリー
大型グリッププローブをグリップ内部に挿入します。手袋を着用する場合に便利です。平面と曲面の膜厚を正確に測定できます。
V型プローブアダプター
太めのパイプや円柱など、曲面の塗膜を正確に測定したい場合に適しています。
コード番号

説明

T9997766-

FタイプとNタイプ用
次のElcometer 355プローブ用
標準型F1、標準型F2、標準型F4、鉄筋F5、標準型N1

T9997381-

FタイプとNタイプ用
次のElcometer 355プローブ用
標準型F1、標準型F2、標準型F4、鉄筋F5、標準型N1

プローブ用治具一式
膜厚計の再現性と繰り返し性を上げ、高い信頼性の測定値を得るために欠かせない治具です。大小さまざまな装置で利用できます。標準型のF1、F2、F4、F5およびN1プローブのスタンドが付属しています。他のプローブ用スタンドの別途注文も承ります。
コード番号

説明

T95012880

プローブ用治具一式

T95013028

部品固定用万力

T95012888

ケーブル取り外し装置 － 遠隔操作に便利です

T95015589

N4プローブ用アダプター

4© 2020 Elcometer Limited. Elcometerは、Elcometer Limitedの登録商標です。その他の商標については、その旨が記されています。
Elcometer Limitedは、継続的改善方針を採用しているので、製品の仕様が予告なく変更されることがあります。

www.elcometer.com