UW3000
超音波レベルモニタ
IM-979-J01

取扱説明書

2 版 2019 04 E
初版 2018 12 E

目 次
1. 安全上のご注意（必ずお読みください）.............................................................................................................2
2. 付属品の確認..............................................................................................................................................................4
3. 各部の名称...................................................................................................................................................................5
4. 本体の寸法図..............................................................................................................................................................5
5. 取付け方法・取付けの注意...................................................................................................................................6
6. 結線方法・結線の注意............................................................................................................................................9
7. タンクに合わせた設定方法................................................................................................................................10
8. 操作説明....................................................................................................................................................................12
9. メニュー設定.............................................................................................................................................................17
10. 堰式流量計の設定.............................................................................................................................................19
11. 設定値一覧............................................................................................................................................................22
12. コンピュータ接続（RS485）...............................................................................................................................24
13. RS485 MODBUS 通信フォーマット................................................................................................................25
14. 仕様...........................................................................................................................................................................27
15. トラブルシューティング......................................................................................................................................28

1IM-L979-J01

1. 安全上のご注意（必ずお読みください）「安全上のご注意」では、本機をご使用になる人や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するために重要な注意事項を説明しています。

シンボルマークの意味について・・・・・：記載事項を守らないと、死亡もしくは重傷となる事故を招く恐れのあるもの：記載事項を守らないと、軽傷を負ったり、他の物的財産に損害を及ぼす恐れのあるもの
表示の例：の記号は｢してはいけないこと｣を意味しています。

：の記号は｢しなければならないこと｣を意味しています。

分解禁止

水ぬれ禁止

電源プラグを抜く

2

一般的な指示IM-L979-J01

警告
万一、煙が出ている等の異常な状態がみられる場合は、すぐに電源を切り、お買い上げの販売店に修理を依頼して下さい。

水ぬれ禁止

分解禁止

禁 止

禁 止

ぬれ手
使用禁止

禁 止

水をかけないこと。また、水のかかる場所に置かないこと。
● 故障の原因となるほか、感電やショートの原因になります。
改造や分解はしない。
● 絶対に分解したり、修理・改造はしないでください。
火災・感電・けがの原因になります。
開口部やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。
● 感電やショートの原因になります。
次のような環境では絶対に使用しないこと。
※直射日光が当たるなど高温となる場所※チリやホコリ・腐食性ガスの発生する場所※振動・衝撃の多い場所※濡れた場所・湿気の多い場所● これらを守らないと故障の原因となるほか、場合によっては感電など重大な事故を招く恐れがあります。
ぬれた手でプラグ、操作部を絶対にさわらない。また、水等をこぼさない。
● 感電の恐れがあります。万一、本機に水等をこぼしたときは、直ちに使用を中止して、弊社にご相談ください。
コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物をのせない。
●コードが破損し、火災・感電の原因になります。
コードやプラグが傷んだり、破損しているときは使用しない。
● 感電・ショート・発火の原因になります。

禁 止3

IM-L979-J01

注意
他の超音波を用いた機器の近くで使用しないでください。お互いに影響して誤動作をまねく場合があります。
強い衝撃を与えたり、落とすことのないようにしてください。
本体に水、ほこりが入らないように、本体の蓋を閉めてご使用ください。

2. 付属品の確認

以下の付属品がすべて揃っていることをご確認ください。
万一、不足している場合はお買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。
UW3000(本体)
配線ケーブル 10m
取扱説明書

１台
１本１冊

4IM-L979-J01

3. 各部の名称

配線ケーブル
コネクター
蓋
液晶表示窓

本体キーキーキーキー
超音波送受波面

4. 本体の寸法図

5IM-L979-J01

5. 取付け方法・取付けの注意
・本体はタンク上部に水平に取付けてください。
・超音波送受波面と液面とが平行となるように取付けてください。
・取付ネジサイズ G2（PF2）の台座を設置し、ねじ込みにより取付けてください。
・本体の取付けは手締めで行い、必要以上の力で締込まないように注意してください。
・金属製のナット、フランジ等を使用しないでください。誤計測の原因となります。固定には樹脂製のナット、フランジ等をご使用ください。
・超音波送受波面と側壁が接近していると不要反射を検知し誤計測となります。

0.30

60.07

IM-L979-J01

・超音波送受波面がタンク内に突起するように取付けてください。
・ノズルに超音波ビーム角がかからない様にしてください。
・直射日光があたる場合は日除けを設置してください。

・超音波ビーム角内にはしご、温度計などの構造物や投入物が入らない場所に取付けてください。
・タンク壁から最低 200mm 以上離して設置してください。
・タンクの中心部への取り付けは避けて、タンク半径の 1/2～1/3 の位置に取付けてください。

‐20℃～+70℃

7IM-L979-J01

・同一タンクに複数のセンサを取付けないでください。
（超音波が相互干渉し誤計測となります。）
・測定面に激しい波立ちや泡の発生する場合、激しい蒸気やガスの発生する場合は測定不能になります。

8IM-L979-J01

6. 結線方法・結線の注意

赤色リード線・・・・・電源 DC12～24V (+)
黒色リード線・・・・・電源 DC12～24V (-)
黄色リード線・・・・・上限警報 SW（オープンコレクタ出力ＮＰＮ形）
白色リード線・・・・・下限警報 SW（オープンコレクタ出力ＮＰＮ形）
橙色リード線・・・・・RS485(A+)
茶色リード線・・・・・RS485(B-)
緑色リード線・・・・・4-20mA 電流出力(+)
青色リード線・・・・・GND(上下限警報 SW、4-20mA 出力)
シールド線・・・・・・接地（青色リード線と接続し、接地する）【注意】
・上下限警報出力定格は 30V、0.1A です。リレー等を接続する場合、定格以内の電圧、電流のものを使用してください。
・接地は必ず接続してください。
・配線は動力ケーブルの近くに敷設しないでください。
・コネクタ部分に力をかけ過ぎないように注意してください。

9IM-L979-J01

7. タンクに合わせた設定方法↑不感帯：

100% 20mA

B ZEROSPAN

SW L off

L on

1）

SW4mA

SW H onMin. 0.3m

SW H off

超音波送受波面B ZERO (0%)

キーを押し、メニューを表示します。

2）
キーで表示項目を変更し、キーで選択します。
キーで設定値を変更します。
変更確定は再度キーを押し、変更しない場合はキーを押します。
3）B ZERO：超音波送受波面からゼロ点位置までの距離の設定
超音波送受波面からゼロ点位置までの距離となり、タンク底面以外を設定することも可能です。
4）SPAN：0～100％の距離の設定
B ZERO で設定したゼロ点位置から 100％までの距離を設定します。

Max. 10m注）不感帯の範囲に入らないように設定してください。
超音波送受波面から下側 Min. 0.3m の範囲となります。
5）SW H､L：アラームスイッチのレベルの設定
SW H､L のレベルを設定します。
on と off の上下関係に注意してください。

10IM-L979-J01

6）4mA OFST：4mA のオフセットの設定

↑

不感帯：

超音波送受波面SWSWSW

SW

Min. 0.3m

11IM-L979-J01

8. 操作説明

液晶表示

MENU キー

左キー右キー

SET キー

基本的なキー操作
キーを押し、メニューを表示します。
キーで項目を変更し、キーで選択します。（選択時は文字に下線が表示されます）
キーで設定値を変更します。
変更確定は再度キーを押し、変更しない場合はキーを押します。
メニューから抜けるには再度キーを押します。

動作モード
本製品には、レベル計測モード と 堰式流量計モード の 2 つの動作モードがあります。
動作モードはメニューの「-20- FLOWmod」で設定します。

表示モード
表示モードは下記４種類から選択できます。
レベル計測モードと堰式流量計モードで、それぞれ表示が異なります。
＜レベル計測モード＞
A········ TOP 基準（超音波送受波面から液面までの）距離表示
B········ BOTTOM 基準（ゼロ点位置から液面までの）距離表示
C ······· ％表示
D········ 超音波反射波形表示＜堰式流量計モード＞
A········ 堰式流量計表示
B········ BOTTOM 基準（ゼロ点位置から液面までの）距離表示
C ······· ％表示
D········ 超音波反射波形表示

12IM-L979-J01

レベル計測モードの場合表示モード A～C
A… DSPMODE = A TopDis （TOP 基準距離表示）：超音波送受波面から液面までの距離表示
SW H（上限警報）動作表示
SW L（下限警報）動作表示

SW の動作表示は ON：●、OFF：○ となります。

B… DSPMODE = B BotDis （BOTTOM 基準距離表示）：0 点位置から液面までのレベル表示
SPAN 設定値

C… DSPMODE = C Percen （％表示）：残量率および電流出力値
タンク残量率
出力電流値

キーで、液晶表示モード A、B、C を切り替えます。

＜計測エラー時の表示＞？を表示

超音波反射エコーが検出できずに計測エラーとなっている場合、画面右上に？を表示します。

13IM-L979-J01

堰式流量計モードの場合表示モード A～C
A… DSPMODE = A TopDis （堰式流量計表示）
ｔF (Total flow) 積算流量値
ｉF (Instant flow) 瞬時流量値
積算流量
瞬時流量瞬時流量率
越流水深（水頭）MENU -22- FSPAN 設定時に画面下に表示される最大計測流量
MaxFlow = ○m3 の対する瞬時流量率となります。

B… DSPMODE = B BotDis （BOTTOM 基準距離表示）：0 点位置から液面までのレベル表示
SPAN 設定値（MENU -2-のスパンとなります。
）
注）表示モード A（堰式流量表示）の瞬時流量率となります
SW H（上限警報）動作表示
MENU 1,4,5 の設定に依存します。
SW L（下限警報）動作表示
MENU 1,6,7 の設定に依存します。

SW の動作表示は ON：●、OFF：○ となります。
MENU -1-, MENU -2- の設定に依存します。

C… DSPMODE = C Percen （％表示）瞬時流量率（MENU -22- の設定に依存します）

出力電流値（MENU -22- の設定に依存します）

14

IM-L979-J01

超音波反射波形表示
表示モード D

D… DSPMODE = D Echo （超音波反射波形表示）
超音波反射波形を表示し、超音波の計測の設定を行います。
上段には計測値、設定値が表示され、キーで項目を変更し、キーで項目を選択します。
（選択時は文字に下線が表示されます）
項目を選択後、キーで設定値を変更し、キーで確定します。

設定項目番号
計測値、設定値を表示しています
スレッショルドレベルライン
表示距離範囲[m]●設定項目
0＞計測値…(超音波送受波面から液面までの計測距離) ｓ (信号レベル) ｎ (ノイズレベル)のように表示されます。
※表示のみで設定できません。
1＞RANGE…表示距離範囲を変更します。
（最小 1～最大 10m） [初期値：10m]
2＞STC……センサからの近距離域の感度を下げ、センサ付近の不要反射を除去します。
値が大きいほど、近距離の感度が下がります。
（最小 0～10） [初期値 0]3＞Att.c……全域マスクレベル。計測領域全体に設定したレベルのマスク（ノイズ抑制）を掛けます。マスクレベルは超音波の減衰に合わせて、距離が遠いほど低くなります。
（最小 0～最大 99） [初期値：55dB]
マスクレベルライン

Att.c=0dB

Att.c=60dB

4＞maskP…矩形マスク（ノイズ抑制）開始位置（最小 0.00～最大 9.50） [初期値：3.00m]

15

IM-L979-J01

5＞maskW…矩形マスク（ノイズ抑制）幅（最小 0.20～最大 5.00） [初期値：0.50m]
6＞maskLv…矩形マスク（ノイズ抑制）レベル
矩形マスクの設定。計測範囲内に計測対象以外の障害物がある場合にその障害物を検知しないようにします。
（最小 20～最大 95）[初期値：20dB]

6>maskLv(矩形マスクレベル)

5>maskW (矩形マスク幅)
障害物の反射波形4>maskP (矩形マスク開始位置)

7＞Fmask…残響マスク設定
発信残響が長い時、マスクを長くして誤計測を防止します。
（最小 0.10～最大 2.00） [初期値：0.25m]

残響マスク 0.3m

残響マスク 0.45m

残響マスク 0.7m
【注意】残響マスクを長くした場合は不感帯距離が長くなり、残響マスクの設定距離以内の計測は出来ません。
8＞THRESH…スレッショルドレベルを設定します。
スレッショルドレベル以下の信号は検出しません。
多重反射で実際の距離の 2 倍、3 倍の距離を計測してしまう場合、値を大きくします。
不要反射で実際の距離より近く計測する場合値を小さくします。
（設定範囲：-4dB ～ -36dB） [初期値： -20dB]
9＞FREQ…超音波周波数設定
反射レベルが大きくなるように調整します。
１kHz 単位で変更できます。
(設定範囲： 45～55kHz) [初期値： 50kHz]

10＞NoiseSup…ノイズ抑制処理の変更設定
ノイズの値が小さくなるように４パターンから選択します。
（設定範囲：0～3） [初期値： 1]

16

IM-L979-J01

9. メニュー設定キーによりメニューを表示します。
メニューから抜けるには再度キーを押します。
メニュー表示中、3 分間キー操作が無い場合、自動的にメニューから抜けます。

-0-

DSPMODE＝A～D を選択します。
A～D の内容は、P.12～15 を参照ください。

-1-

B ZERO＝0.5～10m
超音波送受波面からゼロ点位置までの距離を設定します。
注）堰式流量計モードを使用する場合でも設定が必要です。

-2-

SPAN＝0～10m
ゼロ点位置からの計測範囲を設定します。
注）不感帯を考慮して設定してください。
電流出力 4-20mA の範囲になります。
【注意】4mAOFST が 0 以外の時は“SPAN”－“4mAOFST”が 4-20mA の範囲となります。（堰式流量計モードの 4-20mA の範囲は、MENU -22-が適用となります）-3-

RESPONSE＝1000m/min～0.01m/min
速い⇔ 遅い
計測距離変化に対する追従性を設定します。

-4- , -5-

SW H on,off＝0～10m

タンク底面（ゼロ点位置）からの距離で上限警報 SW の on と off を設定します。
例）-4- SW H ON
4.000m-5- SW H OFF 3.990m【注意】
堰式流量計モードで上下限警報を使用する場合は、MENU -1- の設定に依存します-6-, -7-

ＳＷ Ｌ on,off＝0～10m
タンク底面（ゼロ点位置）からの距離で下限警報 SW の on と off を設定します。
例）-6- SW L ON
1.000m-7- SW L OFF 1.010m【注意】on と off の上下関係でスイッチモードが決定されます。
【注意】スイッチの ON と OFF が頻繁に切替わる場合は ON と OFF の差を大きくしてください。（ヒステリシスを持たせる。）【注意】堰式流量計モードで上下限警報を使用する場合は、MENU -1- の設定に依存します17

IM-L979-J01

-8-

4mA OFST＝0～SPAN 以下
4mAOFST＝0 でゼロ点位置が 4mA となります。
【注意】offset が 0 以外の時は”SPAN”－”4mAOFST“が 4-20mA の範囲となります。
（堰式流量計モードは適用外）-9-

I4-20＝Norm(Normal)、Reve(Reverse)
4-20mA 出力の基準位置を決定します。
Normal ：4mA＝0％、20mA＝100％
Reverse：20mA＝0％、4mA＝100％※4mA OFST を設定した場合は、0％側にオフセットが掛かります。

-10-

Temp

センサ温度表示※表示のみで設定できません。

-11-

Echo Lv

超音波反射レベル表示-12-

Noise Lv

ノイズレベル表示-13-

BRIGHT＝ OFF ⇔ AUTO ⇔ ON
液晶のバックライトを切替えます。
AUTO 時は電源投入後 10 分間 ON し、その後 OFF します。
キー操作により 1 時間 ON し、その後 OFF します。

-14-

4-20SET＝normal ⇔ i4mA ～ i20mA
4-20mA の接続テストに使用します。
normal で計測値を反映した電流値を出力します。
i4mA で計測値に関わらず強制的に 4mA を出力します。
同様に i20mA で 20mA を出力します。
normal ⇔ 4mA ⇔ 8mA ⇔ 12mA ⇔ 16mA ⇔ 20mA
メニューから抜けた場合、normal にもどります。

-15-

DistAdj＝-50～50mm
距離補正を設定します。
設定の反映まで数分かかります。

-16-

ErrCond＝hold ⇔ i4fix ⇔ i20fiｘ
計測エラー時に対する電流出力を規定します。
Hold ：エラー時、最終計測値で電流出力し、ホールドします。
i4fix ：エラー時 4mA を出力します。
i20fix ：エラー時 20mA を出力します｡※表示のみで設定できません。

※表示のみで設定できません。

-17- RS485 No＝ 0～99
初期設定では機器アドレスは 0 になっています。
使用するとき、1～99 の範囲で設定してください。
-18- 485BAUD＝ 2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200
伝送速度を選択します。
-19- PARITY＝ NON、ODO、EVEN
パリティの選択をします。
18

IM-L979-J01

10. 堰式流量計の設定-20-FLOWmod＝堰式流量計選択
OFF でレベル計モード、それ以外は堰式流量計モードとなります。
【注意】堰式流量計モードで流量を表示させたい場合は、MENU -1- の設定で“A TopDis”を選択してください。

（レベル計モードを選択する場合）
OFF⇔（堰式流量計モードを選択する場合は、堰の種類を選択してください）⇔90ang（直角三角堰）⇔AngleV（任意角度三角堰）

19IM-L979-J01

⇔Squar1（四角堰）⇔Squar2（全幅堰）（パーシャルフリューム式流量計）⇔PF-1(1inch)⇔PF-6(6inch)⇔PF-15(1.5feet)⇔PF-40(4feet)⇔PF-70(7feet)⇔ PF-2(2inch)⇔ PF-9(9inch)⇔ PF-20(2feet)⇔ PF-50(5feet)⇔ PF-80(8feet)⇔ PF-3(3inch)⇔ PF-10(1feet)⇔ PF-30(3feet)⇔ PF-60(6feet)20

IM-L979-J01

-21-

FBZERO ＝超音波送受波面から堰の底面までの設定＝0.3～4m※-20-で、PF-□（パーシャルフリューム式流量計）を選択の場合
FBZERO ＝最小流量距離設定

-22-

FSPAN

-23-

B WIDTH ＝水路の幅を設定＝0.4～32m（-20-で、”90ang”,”AngleV“,”Squar1”,”Squarr2”を選択の場合に有効）-24-

D SPAN ＝水路の底面より堰下縁の設定＝0.001～3.5m（-20-で、”90ang”,”AngleV“,”Squar1”,”Squarr2”を選択の場合に有効）-25-

sbWIDTH ＝四角堰切欠き幅の設定＝0.15～B_WIDTH 設定値（-20-で、”Squar1”を選択の場合に有効）-26-

V ANGLE ＝任意角度設定（AngleV 選択時）
＝45.0～100.0°（-20-で、”AngleV“を選択の場合に有効）-27-

F CUT OF ＝ローカット OFF 設定
最大計測流量の 0.0％～10.0％まで設定できます。
ローカット OFF 以下の流量では流量表示が 0 となります。
電流出力は 4mA となります。
最大計測流量は FSPAN 設定時の画面下に「MaxFlow＝○○．○○m3」と表示されます。

-28-

Total Flow RST＝ 積算流量値をリセット<<Set to Clear>>を選択後、SET キーでリセットされます。

-29-

SYSTEM RESET＝ 設定内容をリセット（デフォルト値となります）<<Set to Reset>>を選択後、SET キーでリセットされます。

＝最大越流水深（堰の最大水頭）の設定＝0.05～3m
最大測定流量は FSPAN に連動し数値が変化します。
FSPAN 設定時の画面下に最大計測流量が「MaxFlow＝○○.○○m3」と表示されます。
※-20-で、PF-□（パーシャルフリューム式流量計）を選択の場合
FSPAN ＝最大流量距離設定

21

IM-L979-J01

11. 設定値一覧

番号 項目名説明

設定範囲、選択項目

0

DSPMODE

表示モードの設定

1

B ZERO

超音波送受波面からゼロ点位置までの距離

A TopDis
B BotDisC Percen
D Echo0.5～10単位[m]

2

SPAN

3RESPONSE

4

SW H ON5SW H OFF

6SW L ON

7SW L OFF

84mA OFST

9I4-20100％の距離の設定
注）不感帯を考慮してください。
計測距離変化に対する追従性の設定
上限警報 SWON 設定値
上限警報 SW
OFF 設定値
下限警報 SWON 設定値
下限警報 SW
OFF 設定値
4mA のオフセット
距離設定値
4-20mA 出力反転設定

10Temp

センサ温度表示11Echo Lv

超音波反射レベル表示

12NoiseLv

ノイズレベル表示

13

BRIGHT

バックライト設定

14

4-20SET

4-20mA 出力テスト

15Dist Adj

16Err Cond

17

RS485 No

18485BAUD

4.500m0～10単位 [m]4.000m0.001～1,000
単位 [m/min]

10m/m
4.000m3.990m0～10単位 [m]1.000m1.010m0～SPAN 設定値
単位 [m]
Norm、Reve表示のみで設定できません
表示のみで設定できません
表示のみで設定できま
せんOFF、Auto、ON

normal、4mA、8mA、12mA、16mA、20mA
計測距離オフセット補正 -50～50
単位 [mm]
エラー時、4-20mA 出力 hold、i4fix、i20fix
設定
RS485
0～99
MODBUS 機器アドレス
RS485
2400,4800,9600,
22

デフォルト値（工場出荷時）B BotDis

0.000m
Norm
□□．□℃
□□Db
□□Db
Auto
normal0mm
hold0115200bp
IM-L979-J01

ボーレート設定

19

PARITY20

FLOWmod

21

FBZERO

22

FSPAN

23

B WIDTH24

D SPAN25

sbWIDTH

26

V ANGLE27

F CUT OF28
29

Total Flow RSTSYSTEM
RESET

19200,38400,
57600,115200
RS485
NONE､ODD､パリティチェック設定
EVEN
堰式流量計選択「堰式流量計の設定」に記載
超音波送受波面から0.3～4底面までの距離
単位 [m]
最大越流水深
0.3～3（堰の最大水頭）
単位 [m]
水路の幅
0.4～32単位 [m]
水路の底面より堰下縁 0.001～3.5までの距離
単位 [m]
四角堰切欠き幅0.15～B_WIDTH 設定値
単位 [m]
任意角度設定45～100単位[°]
ローカット OFF 設定
0～10単位[%]
積算流量リセット
システムリセット

23NONEOFF
1.000m0.500m0.800m0.100m0.400m90.0
0.0%

IM-L979-J01

12. コンピュータ接続（RS485）

RS485 仕様通信プロトコル
電気的特性
通信方式
同期方式
伝送速度
スタートビット
データ長
パリティ
ストップビット
デリミッタ
文字コード
伝送制御手順
接続台数
機器アドレス
最大線路長
エラーチェック
応答速度

MODBUS(RTU)
EIA RS485 に準拠
2 線式半 2 重（ポーリングセレクティング方式）
調歩同期式
2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200のいずれかを選択
1 ビット
8 ビット
パリティ選択1 ビット
3.5 文字サイレントインターバル
バイナリコード
無手順
ホスト含めて 32 台
1～99 の範囲で任意設定
合計 1200m
CRC
10 文字分の時間以内

RS485 初期設定値
初期設定では機器アドレスは 0 になっています。
使用する時、1 から 99 の範囲で設定してください。

24

IM-L979-J01

13. RS485 MODBUS 通信フォーマット
１：受信完了は、3.5文字分の時間、新たな受信が無い場合に完了と判定しコマンド処理を実施する。
２：機器アドレスは、１～９９まで可能。
MODBUS RTUコマンドメッセージフレーム
START
3.5文字時間

ADDRESS
8ビット

FUNCTION
8ビット

DATA
ｎ＊8ビットCRC CHECK
16ビット

END
3.5 文字時間

対応するコマンド03
04
06
08

Read Holding Register
Read Input Register
Preset Single Register
Diagnostics

コマンド＝04

保持レジスタ読出し
入力レジスタ読出し
保持レジスタ書込み
ループバックテスト

入力レジスタ読み出し

Query
Slave
Address

FunctionStarting Address Hi Lo

No. of Points HiLo

CRC

Function

Byte
Count

Data n+1 Hi Lo

CRC

Response
Slave
Address

レジスタアドレス
02
4
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
19

Data n Hi Lo

内容
計測距離
ボトム距離％
ノイズ値
エコーレベル値
センサ温度
システム内部温度
最大計測流量値
流量値
積算流量
越流レベル値
流量率
積算流量（上位16bit）
積算流量（下位16bit）

25

例
2000㎜
3000㎜
100％
30
80
25.0℃
25.0℃
100.0㎥/h
20.0㎥/h
1000.0㎥/h
255㎜
100％

読出し数値
2000
3000
10000
3080
250
250100201000
255
10000

1000.0㎥/h

1000

IM-L979-J01

コマンド＝03 保持レジスタ読み出し コマンド＝06 保持レジスタ書込み
Query(03,06)
Slave Address
Response(03)FunctionStarting Address Hi Lo

Slave Address

Function

Byte
CountResponse(06)Slave Address

Function

レジスタアドレス0123456
71213
1428
2930
3132
36
3738
39

No. of Points Hi Lo

CRC

Data n Hi Lo

Data n+1 Hi Lo

CRCRegister Address Hi Lo

Preset Data Hi Lo

CRC

内容RESPONSE
THRESHOLDSTC
AVERAGEBOTTOM ZEROSPAN
SW H ONSW H OFFSW L ON
SW L OFF
4-20mA OFFSET
B_WIDTH
bb_WIDTH
D_SPAN
V_ANGLEFLOW MODE
LOW CUT OFF
FLOW ZEROFLOW SPANTOTAL FLOW RESET

読出し数値
（例）
501
6830
800
700
699
100
1010800
400
100
900
602000200026

書込み数値範囲
0-5
0-8
0-10
1-30
30-20300-20000-20000-20000-20000-20000-2000400-7000
150-5000
1-3500450-10000-22
0-100
300-5000
50-3000
1を書込みすると積算値リセット

IM-L979-J01

14. 仕様

形式
超音波周波数
外形寸法
電源電圧
許容電源電圧範囲
最大消費電力出力電流
出力
インターフェース
付加機能
距離測定範囲（超音波送受波面からの距離）
不感帯（超音波送受波面からの距離）
計測対象
ビーム角
メモリバックアップ
表示
設定
分解能
温度補償センサ
測定精度
取付け
材質
BOX 構造質量適合規格使用周囲温度
使用周囲湿度
保存温度
配線ケーブルUW320050kHz(45～55kHz)
φ93×110mm
DC12～24V
定格電源電圧の±10％3Ｗ以下
DC4～20mA±0.02mA
上下限警報出力スイッチ(NPN オープンコレクタ）
RS485(MODBUS RTU)
堰式流量計モード
0.3～10ｍ※1

Min. 0.3ｍ
液体7°（片側）
FERAM
グラフィック液晶(128×64dot)
キー設定
1mm－20～＋70℃ 精度 ±2℃以内±0.25％ F.S.
G2（PF2）
本体 ：PP（ポリプロピレン）
Ｏリング：フッ素ゴム（FKM）
IP65 相当（フタ開放時、IP20 相当）
350g
EN61326-1：2013－20～＋70℃（ただし氷結、結露のないこと）
最大 80％（31℃）－30～＋80℃（ただし氷結、結露のないこと）
配線ケーブル長 10m
防水コネクタによる着脱式
8 本×0.3 ㎜２※1 距離測定範囲は、条件により変わります。

27

IM-L979-J01

15. トラブルシューティング故障かなと思う前に症状表示が出ない測定できないエラー表示する

原因
電源が供給されていない
結線されていない
結線が正しくないセンサーの取り付け角度が悪い
超音波送受波面に付着や結露がある
反射面の状況が悪い（泡の発生など）レベルが計測範囲にない
設定値があっていない、設定されていない

対処方法
電源を確認する
結線を確認する（9 ページ参照）
結線を確認する（9 ページ参照）
取付け角度を調整する
送受波面を清掃する
計測条件をよくする

計測範囲を変更する（17 ページ参照）
表示モードを DSPMODE D（超音波反射波形表示）にし、超音波の計測の設定をする（15,16 ページ参照）
実レベルと表示が合わ 超音波ビーム内に障害物 取付け場所を変える（6,7 ページ参照）
ないがある
超 音 波 送 受 波 面 に 付 着 送受波面を清掃するや結露がある
超音波が多重反射をして 取付け場所を変える（6,7 ページ参照）いる
不感帯内にレベルが入っ 不感帯内にレベルが入らないようにするている取付け場所を変える（6,7 ページ参照）
設定値があっていない、 表示モードを DSPMODE D（超音波反射設定されていない波形表示）にし、超音波の計測の設定をする（15,16 ページ参照）
測定値が実測レベル 計測距離変化に対する追 RESPONSE 設定を小さくする（遅くする）に追従しない
従性の設定が大きすぎる （17 ページ参照）（早い）
測 定 値 が 激 し く 動 く 、 投入物などがビーム角度 取付け場所を変える（6,7 ページ参照）
ハンチングする
内に入っている
計測距離変化に対する追 RESPONSE 設定を大きくする（早くする）
従性の設定が小さすぎる （17 ページ参照）（遅い）
通信できない設定間違い
伝送速度/パリティ設定/機器アドレスを確認して正しく設定する（18 ページ参照）

28

IM-L979-J01

■ サービスネット
製品の不具合などの際は弊社営業担当か、弊社営業所までご連絡ください。
営業所については弊社ホームページをご覧ください。

■ 製品保証弊社ホームページをご覧ください。

All right Reserved Copyright © 2017 TOKYO KEISO CO., LTD.
本書からの無断の複製はかたくお断りします。