VF-2000渦式フローセンサ
IM-F2460-J00

取扱説明書

初版 2024 01 E

このたびは弊社製品をご採用いただきありがとうございます。
本書は VF-2000 渦式フロ－センサの設置・運転方法などについて説明しています。
本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
また、本書はお読みいただいた後も大切に保管してください。
・本書に記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

■ 特 長
 シンプルな構造で低圧力損失
流路には台形断面を有する渦発生体と渦検出体があるだ
けのシンプルな構造で、低圧力損失です。
ボディには PPS 樹脂（ポリフェニレンサルファイド）を採用。液溜まりも極めて少ない構造となっています。
 高信頼の流量検出方式実績のあるカルマン渦式を採用。可動部がなく、定期的な保守点検は必要ありません。
 超小形･軽量
従来の流量計の概念を打ち破る超小形･軽量設計のフローセンサです。

1. 製品の確認
VF-2000 は弊社にて充分な検査を行い出荷されています。本器がお手元に届きましたら、次の点を確認してください。
1) 外観をチェックして、損傷のないことを確認してください。
2) ケース上面の銘板に形式等が記載されています。ご注文通りの仕様であることを確認してください。

 ローコストフローセンサとしての位置付けにふさわしい低価格を実現しました。
 表示付タイプをラインアップ
3 桁 LED による瞬時流量表示、電流出力に加え、2 点独立設定可能な警報出力を装備しています。
 CE マーキング付
欧州 EMC 指令に適合しています。

2. 保管上の注意
1) 保管に際しては弊社出荷時の梱包状態のまま保管してください。
2) 保管場所は下記の条件を満足する場所を選定してください。
・温度が 0～50℃、湿度が 90%RH 以下の場所
常温・常湿（25℃、65%RH 程度）の場所に保管することを推奨します。
・雨や水のかからない場所
・振動や衝撃の少ないところ

3. 概 要VF-2000 フローセンサは、コストパフォーマンスに優れた液体用渦式フローセンサです。
シンプル＆コンパクトな構造で、冷却水など各種製造装置・プロセスの純水、水等の流量管理に最適です。

1IM-F2460-J00

■ 測定原理
流れの中に渦発生体を置くと、下流両側に、流速に比例したカルマン渦が交互に規則正しく発生します。
VF-2000 では交互に発生したカルマン渦により圧電素子が受ける電荷量の変化を周波数として測定し、流量に比例した流量信号に変換して出力します。

10) 安定した測定のため、流量調節バルブはフローセンサの下流側に設置してください。測定時の最小圧力は 50kPaを目安としてください。
11) 流体圧力は、1MPa 以下で使用してください。

4.2 配管取り付け

渦発生体
渦検出体

4.2.1 注意事項

カルマン渦1) 樹脂製品のため、本体部にストレスの加わらないように接続してください。
また、接続ねじを締め込みすぎないよう注意してくださ
い。

圧電素子

2) 精度維持のため、ボディのテーパおねじ先端から、以下に示す直管長さを確保してください。
・上流側：10D・下流側： 5D（D：接続配管の呼び径）
上流側にバルブや配管径の拡大がある場合は、さらに20D 以上の直管長さを確保してください。

4. 設 置
4.1 設置上の注意事項
1) 周囲温度 0～50℃の環境に設置してください。
表示器付タイプ(VF-203□)の場合は、流体温度による周囲温度の制限があります。下図の範囲で使用してください。

4.2.2 取付け
ボディ側面の矢印を流れ方向に合わせ、ボディのテーパおねじ(R)にシールテープを巻き、配管・ソケット等をねじ込んでください。めねじ側が柔らかい樹脂（テフロン等）の場合は、シールテープを多目に巻いてください。
（５～６周程度）
フローセンサ側の接続を Rc めねじまたは NPT めねじで行う場合には、別売の Rc/Rc アダプタまたは Rc/NPT アダプ
タを使用してください。

 流体温度－周囲温度範囲（VF-203□：表示器付タイプにのみ適用）
使用範囲

流体温度 (℃)

7030

注意・ボディ・接続ねじは樹脂製です。破損防止のため、ねじは締め込みすぎないよう注意してください。

003550

周囲温度 (℃)

・カバーとボディ間の接着部がはがれる可能性があるた
め、カバーを掴んで、ねじ込まないようにしてください。
必ず、ボディを掴んでねじ込んでください。
(９．構造図を参照)

2) 樹脂製品のため、直射日光、紫外線や輻射熱を受ける場所への設置は避けてください。やむをえず設置する場合は十分な遮光、断熱処置を行ってください。

5. 結 線3) 本器は IP64（JIS C0920 防まつ構造）に適合しています
が、屋内設置を推奨します。雨や水は避けてください。

ケーブルの端末を、電源および受信計器に接続してください。

4) 腐食性ガス雰囲気に設置しないでください。
5) 本器に薬液がかからないようにしてください。

 電流出力形 ［VF-201］6) 振動および衝撃の少ない場所に設置してください。
7) 電磁気的ノイズの発生源の近くでは誤作動の恐れがあります。離して設置するか、磁気シールドを設けてください。

[茶]+[黒]8) 必ず満液となる場所としてください。本器の流れ方向はボディ側面の矢印で示してあります。配管の流れ方向に合わせて設置してください。

DC4-20mA[青]+-

負荷抵抗-DC10.8～26.4V（水平・垂直など配管の向きに制限はありません）[シールド線]

9) 気泡等の混入が懸念される場合で特に低流速域まで計測する場合は、垂直配管（流れ方向：下→上）を推奨します。水平の場合、配管部に気泡が滞留し測定誤差を生じる場合があります。

※電流出力の負荷抵抗については、「負荷抵抗範囲」図を参照してください。

2

IM-F2460-J00

6. 運 転 パルス出力形 ［VF-202］

1) 接続配管に漏れがないことを確認した後に、バルブを徐々に開けて流体を導いてください。
2) 初期状態では配管中の空気が残留し、指示が安定しない場合があります。バルブの開閉を繰り返してエアー抜きを充分に行ってください。

[茶]+[黒]+-DC10.8～26.4V

パルス出力[青]-注意
機器の破損を避けるため、急激な圧力上昇、流量増加を行わないでください。

[シールド線]※パルス出力（オープンコレクタ）の負荷定格は、DC30V / 10mA 以下です。定格を越えないよう注意してください。

 表示・電流出力形 ［VF-203］

7. 警報設定[茶]

表示・電流出力形（VF-203□）は独立設定可能な警報出力を2 点装備しています。

[白]

+
[灰]

+
[黒]
DC4-20mA+[青]

-

負荷抵抗

警報出力
(1)

-

警報出力
(2)

警報出力動作時は表示パネルのインジケータ(LED)が点灯します。

+ DC10.8- ～26.4V

・AL1：警報出力１・AL2：警報出力２-[シールド線]※電流出力の負荷抵抗については、

流量表示「負荷抵抗範囲」図を参照してください。

警報表示
AL1AL2

負荷抵抗範囲 （電流出力形）(Ω)
600

負荷抵抗作動範囲

SET キー操作キー

300

250
215

警報の設定は次頁を参照して行ってください。
010.8 12電源電圧24 26.4 (V DC)

3IM-F2460-J00 警報設定方法
測定値表示

VORTEX FLOW SENSORVORTEX FLOW SENSOR

AL1

AL1

AL2

SETキーを3秒間以上押す

AL2L/min

SET

L/min

SET

AL1極性設定VORTEX FLOW SENSORVORTEX FLOW SENSOR

AL1

AL1

AL2

AL2

L/min

SET

▼または▲キーを押してAL1の警報動作極性を選択する

AL2

SET

AL1 警報動作極性の設定

VORTEX FLOW SENSOR
AL1

SETキーを押す

L/min

1-P：流量が設定値以上で ON

L/min

1-n：流量が設定値以下で ON
SET

1-F：常時 OFF （警報非動作）

AL1警報点設定▼または▲キーを押してAL1の警報点を設定する

VORTEX FLOW SENSORVORTEX FLOW SENSOR

AL1

AL1

AL2AL2L/min

SET

SETキーを押す

L/min

SET（設定例）

AL2極性設定VORTEX FLOW SENSOR
AL1

AL2 についても同様に操作して設定する

AL2▼または▲キーを押してAL2の警報動作極性を選択する

L/min

SET

SETキーを押す

VORTEX FLOW SENSORVORTEX FLOW SENSOR

AL1

AL1

AL2

AL2L/min

SET

L/min

SET

AL2警報点設定▼または▲キーを押してAL2の警報点を設定する

VORTEX FLOW SENSOR
AL1AL2L/min

AL2 警報動作極性の設定
2-P：流量が設定値以上で ON
2-n：流量が設定値以下で ON

SETキーを押す

SET

2-F：常時 OFF （警報非動作）

設定完了

測定値表示

4IM-F2460-J00

8. 標準仕様

必要直管長さ：上流側：10D 下流側：5D（D：接続配管の呼び径）

測定流体 ：純水、水
精 度：± 3% F.S.

プロセス接続：管用テーパおねじ相当（表示付加精度：± 1 digit）

再現性
流体圧力
流体温度
周囲温度

：± 0.5% F.S.
：0～1 MPa：0～70 °C
：0～50 °C

材 質 ：
部品名

（表示・電流出力形 VF-203□は流体温度-周囲温度
範囲図を参照）

接液部

周囲湿度 ：5～90 %RH

形 式

ボディ

PPS 樹脂（ポリフェニレンサルファイド）

渦検出体

圧電素子 (PPS 樹脂でモールド)

O リング

流量レンジ：
流量レンジ（水の場合）
L/min

材 質

フッ素ゴム (FKM)カバー

ポリブチレンテレフタレート
樹脂 (PBT)

ケーブルシース

耐熱･耐寒性 PVC

VF-2010.5 – 4

VF-2022 – 16

VF-2034 – 40

形 式

本体

ケーブル

電源電圧 ：DC10.8～26.4V
消費電力 ：1W（電流出力形）
0.5W（パルス出力形）
2W（表示・電流出力形）
表 示（VF-203□形）：
瞬時流量表示；3 桁 LED
流量警報；LED 2 個（警報 1 / 警報 2）
表示分解能 ：VF-2031；0.01 L/min
VF-2032；0.1 L/min
VF-2033；0.1 L/min
出 力：
VF-201□；電流出力(DC4-20mA)
VF-202□；パルス出力
VF-203□；電流出力(DC4-20mA)および警報出力（2 点独立）
・DC4-20mA（3 線式）
負荷抵抗 0～250Ω（DC12V 時）
250～600Ω（DC24V 時）〔負荷抵抗範囲図参照〕
・パルス出力（アンスケールド・パルス）
オープンコレクタ、Max. 10mA / DC30V
デューティ 約 50%
フルスケール周波数
VF-2021；800 Hz
VF-2022；800 Hz
VF-2023；584 Hz
・警報出力（2 点独立設定）
オープンコレクタ、Max. 80mA / DC30Vヒステリシス幅；表示分解能と同じ
時定数：1 s (63%応答)ケーブル ：
VF-201□、VF-202□；
3 心一括シールド 0.2mm2 (AWG.24)、3m
外径 3.5mm （端末予備ハンダ処理）
VF-203□；5 心一括シールド 0.2mm2 (AWG.24)、3m
外径 4.5mm （端末予備ハンダ処理）
構 造：IP64（JIS C0920 防まつ形）

VF-201 / VF-202

60 g

75 g

VF-203

80 g

90 g

質 量 ：

9. 構 造（VF-201□ / VF-202□)
⑦⑤⑥④

①②
品番

5FLOW

③

名 称

1

ボディ

2

渦発生体（ボディと一体成型）

3

渦検出体

4

O リング

5

カバー

6

信号処理基板7

ケーブル

IM-F2460-J00

10. 形式コード
VF – 20

出 力形式コード  –

内容

1

電流出力：DC4-20mA

2

パルス出力：オープンコレクタ （アンスケールド・パルス）表示器：流量表示（3 桁 LED）
、 警報表示（LED 点灯×2）
電流出力：DC4-20mA
警報出力：オープンコレクタ（2 点独立設定）

3
公称口径／

16 mm ／ 0.5 – 4 L/min ／ 3/8"

流量レンジ／

210 mm ／2 – 16 L/min ／ 1/2"

接続サイズ

315 mm ／4 – 40 L/min ／ 1/2"

–FO リング材質

フッ素ゴム (FKM)
0

プロセス接続管用テーパおねじ R3/8 相当 または R1/2 相当
1

流量単位

L/min/ RCT

アクセサリコード [付属品]/ NPT

Rc/Rc アダプタ 1 組 [材質：SUS316]（プロセス接続を Rc めねじで行う場合に使用します）

Rc/NPT アダプタ 1 組 [材質：SUS316]（プロセス接続を NPT めねじで行う場合に使用します）

11. 外形寸法図
 VF-201□ / VF-202□

 VF-203□

接続ねじ D
R3/8 相当
R1/2 相当
R1/2 相当

二面幅 B

形 式
VF-201VF-202VF-203〔接続用アダプタ〕
D1D2LVF-2000 側

適 用
VF-201VF-202VF-2036L28

B
22

D1
Rc3/8 または 3/8NPT

D2
Rc3/8

質量(g)／1 個
50

33

27

Rc1/2 または 1/2NPT

Rc1/285

IM-F2460-J00

■ サービスネット
製品の不具合などの際は弊社営業担当か、弊社営業所までご連絡ください。
営業所については弊社ホームページをご覧ください。

■ 製品保証弊社ホームページをご覧ください。

All right Reserved Copyright © 2023 TOKYO KEISO CO., LTD.
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

https://www.tokyokeiso.co.jp