超⾳波センサ ECOシリーズ

ECOシリーズ

反射型超⾳波センサ
樹脂製ハウジングを採⽤し⾼いコストパフォーマンスを実現。液⾯や透明体検出など光電センサが検出しづらいアプリケーションをサポート。
■

測定距離範囲：50〜500 mm
ティーチング機能搭載し、測定上限距離やスイッチングポイントの設定が可能。

■

分解能：0.2 mm■

制御出⼒ ：スイッチング出⼒、アナログ出⼒■

本体サイズ ：円柱型 M18 x 1■

接続⽅法 ：M12コネクタ、2 mケーブル■

保護構造 ：IP67■ 製品
測定距離範囲50〜500 mm

制御出⼒

接続⽅法

製品型番

スイッチング出⼒ PNP NO x 1

2 mケーブル

RU50U-S18-AP8X

スイッチング出⼒ PNP NO x 1

M12コネクタ

RU50U-S18-AP8X-H1141

スイッチング出⼒ NPN NO x 1

2 mケーブル

RU50U-S18-AN8X

スイッチング出⼒ NPN NO x 1

M12コネクタ

RU50U-S18-AN8X-H1141

アナログ電流 4〜20 mA x 1

2 mケーブル

RU50U-S18-Li8X

アナログ電流 4〜20 mA x 1

M12コネクタ

RU50U-S18-Li8X-H1141

アナログ電圧 0〜10 V x 1

2 mケーブル

RU50U-S18-LU8X

アナログ電圧 0〜10 V x 1

M12コネクタ

RU50U-S18-LU8X-H1141

アプリケーション例
超⾳波センサは、検出体の⾊や透明度に関わらず安定した検出が可能。

ボトリングシステムのボトル検出

2●

搬送ラインの樹脂トレー検出●

透明ボトルやビンの有無検出●

液体や粉体のレベル検出●

樹脂フィルムの有無検出

搬送ラインの分岐ラインの物体検出

ターク・ジャパン株式会社 | Email: japan@turck.com | Website: www.turck.jp

タンクや⽔処理システムのレベル測定

■ 定格仕様
出⼒タイプ

スイッチング出⼒ PNP NO

スイッチング出⼒ NPN NO

アナログ電流 4〜20 mA

アナログ電圧 0〜10 V

検出⽅式

反射型

測定距離50 〜 500 mm

定格検出体サイズ

正⽅形 20 x 20 mm

分解能0.2 mm

設定可能な上限距離55 mm以上

55 mm以上

100 mm以上

100 mm以上

最⼩設定距離間隔

5 mm（50〜55 mm）

5 mm（50〜55 mm）

50 mm（50〜100 mm）

50 mm（50〜100 mm）

超⾳波周波数300 kHz

起動時間

300 ms

応答速度

平均 65 ms

指向特性

20°

繰返精度

0.15 % / F.S.

温度ドリフト

1.5 % / F.S.

リニアリティ

± 0.5 %以下

電源電圧

DC 15〜30 V

保護回路

短絡保護あり、電源ライン逆接続保護あり、断線保護あり

スイッチング出⼒

スイッチング出⼒ PNP NO

スイッチング出⼒ NPN NO

ーー

出⼒電流

150 mA以下

150 mA以下ーー

消費電流 I050 mA以下

50 mA以下ーー

電圧降下

2.5 V以下

2.5 V以下ーー

漏れ電流0.1 mA以下0.1 mA以下ーー

スイッチング周波数

9.6 Hz9.6 Hzーー

ヒステリシス

5 mm以下5 mm以下ーー

アナログ出⼒ーー

アナログ電流 4〜20 mA

アナログ電圧 0〜10 V

制御出⼒ーー

4〜20 mA

0〜 10 V

負荷抵抗ーー

0.5 kΩ以下

1 kΩ以上

本体形状

円柱型 M18 x 1

材質

本体 樹脂 LCP（⻩⾊）、送受信⾯ エポキシ樹脂＋PUフォーム

LED表⽰

物体検出時 ⻩⾊点灯

本体締付トルク

最⼤ 2 Nm

電気的接続

M12オスコネクタ 4ピン、または 4芯 2 mケーブル

保護構造

IP67

動作温度

-20〜+50 ℃

保管温度-40〜+80 ℃

振動試験

IEC 60068-2-6

認証CE, UL

MTTF

293年

253年

253年

付属品

樹脂製ロックナット M18 2個

293年

3超⾳波センサ ECOシリーズ■ 検出領域特性図（参考図）
実線：正⽅形 20 x 20 mm
点線：円柱 Φ 27 mm
検出体の形状が⾳波を反射しづらい球体や傾きがある場合、検出距離が短くなったり不安定になる場合があります。

■ 測定距離範囲と設定可能な測定上限距離
測定可能範囲50〜500 mm
Erfassungsbereich

Smina

超⾳波センサSensor

不感領域
Blindzone
0〜50 mm未満設定可能な測定上限距離
スイッチング出⼒：55〜500mm
Teach-in-Bereich
アナログ出⼒ ：60〜500 mm

検出体
Objektソニックコーン
Ultraschallkeule■ 接続図
スイッチング出⼒ PNP NO

スイッチング出⼒ NPN NO

アナログ電流出⼒ 4〜20 mA

アナログ電圧出⼒ 0〜10 V※ 配⾊ ① BN / 茶⾊ ② WH / ⽩⾊ ③ BU / ⻘⾊ ④ BK / ⿊⾊

■ ⼨法4スイッチング出⼒

スイッチング出⼒

アナログ出⼒アナログ出⼒2 mケーブル接続タイプ

M12コネクタ接続タイプ

2 mケーブル接続タイプ

M12コネクタ接続タイプ

ターク・ジャパン株式会社 | Email: japan@turck.com | Website: www.turck.jp

■ 設定⽅法
超⾳波センサ RU50U ECOシリーズは、任意の距離をティーチングさせ測定距離の最⼤距離を変更することが可能です。
ティーチング⽅法は、設定する最⼤距離に検出体を固定した状態で超⾳波センサの配線を短絡してティーチングします。
配線の短絡は、ケーブル付きタイプは電線の⽩⾊と茶⾊、コネクタ接続タイプは１番ピン（茶）と２番ピン（⽩）を使⽤します。センサに搭載されたLED表⽰を確認しながらティーチングを実施してください。
ティーチング⼿順
1.検出体をティーチングする最⼤距離に固定
2.配線を短絡。短絡する時間は2〜7秒間。
3.ティーチング完了時、⻩⾊LEDが三回点滅後、点灯へ移⾏。
※初期状態へリセットする場合、配線を17秒間以上短絡させます。

■ 別売りアクセサリ
コネクタタイプ⽤ティーチング⽤アダプタ
型番：VB2-SP1
コネクタピン １番と２番を短絡させるアダプタ。ティーチング時のみ使⽤します。

固定⾦具
型番：MW-18
材質：ステンレス(AISI 304）

PVCコネクタケーブル
型番：RKC 4.4T-2/TEL・ストレートメスコネクタ
・全⻑ 2 m・4芯
PVCコネクタケーブル
型番：WKC 4.4T-2/TEL
・アングルメスコネクタ
・全⻑ 2 m・4芯5

TURCK（ターク）は、ドイツに本社を置き、近接センサなど15,000種類以上の各種FA用センサ、コネクタ関連製品、インターフェース製品や各種フィールドバス製品を世界87ヵ国以上で販売。お客様の生産性向上のため、革新的な製品開発と最新のソリューション提案をおこなっております。

2013年4月 アズビル商事株式会社とアズビル ロイヤルコントロールズ株式会社は合併し、アズビルトレーディング株式会社に製品に関するお問い合わせは下記へ※ TURCK
Turck GmbH& Co. KG(ドイツ ) の日本または他の国における登録商標または商標です。
本 社は、Hans〒170-8462
東京都豊島区北大塚1-14-3
大塚浅見ビル 商品開発部 03-5961-2153

ターク・ジャパン株式会社
東京支店03-5961-2163
048-600-3931
052-380-5693
06-7668-0023
082-568-6181
九 州 支 店
093-285-3751〒８０２-０001 北 九 州 市 小 倉 北 区 浅 野 3 - 8 - 1（ A I M ビ ル ） 東
京 支 店 03-4233-7863
03-5961-2163
関 東 支 店 048-600-3931
茨 城 営 業 所 029-273-8887
神 奈 川 営 業 所 046-400-3433
兵庫営業所 北079-456-1581
古 屋 支 店 052-218-5080
つくば 営 業 所 029-817-4755
諏 訪 営 業 所 0266-71-1112
岡山営業所 名086-460-0050
阪 支 店 06-7668-0023
群 馬 営 業 所 027-310-3381
静 岡 営 業 所 054-272-5300
鳥栖営業所 大0942-84-4331
https://at.azbil.com/
https://at.azbil.com/
千 葉 営 業 所 043-202-0940
神 戸 営 業 所 078-341-3581
広 島 支 店 082-568-6181
九 州 支 店 093-285-3751
本 社 〒 105-0014
東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング
03-4233-7853 http://at.azbil.com/
社 〒 170-8462
東京都豊島区北大塚1-14-3 大塚浅見ビル8階 03-5961-2153※外観、仕様、価格等は製品改良のため予告なく変更することがあります。
※外観、仕様、価格等は製品改良のため予告なく変更することがあります。
〒170-8462

東京都豊島区北大塚1-14-3(大塚浅見ビル)〒101-0041
北 関 東 支 店
〒330-6012 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2(ランド・アクシス・タワー)名 古 屋 支 店〒４6０-００24 名 古 屋 市 中 区 正 木 3 - 5 - 2 7 ( 正 木 第 三 ビ ル )東京都千代田区神田須田町2-13-12
秋芳ビル6F大 阪 支 店〒５32-００11 大阪市淀川区西中島5-5-15（新大阪セントラルタワー）
広島県広島市東区光町1-10-19(日本生命広島光町ビル)
広 島 支 店〒732-0052
URL：www.turck.co.jp
E-mail：japan@turck.com

J700091 | 0418
掲載内容は事前通知なしに変更することがありますのでご了承ください。

28 subsidiaries and over
60 representations worldwide!

福024-927-0530
茨島
つくば営業所
城 営 業 所 029-817-4755
029-273-8887
029-817-4755
群つくば営業所
馬 営 業 所 027-310-3381群葉馬 営 業 所 043-246-6652
027-310-3381
千千 葉 営 業 所 046-400-3433
043-246-6652
神奈川営業所
043-202-0940
神奈川営業所
046-400-3433
諏
訪 営 業 所 0266-71-1112
諏 訪 営 業 所 0266-71-1112

静 岡 営 業 所 054-272-5300
神 戸 営 業 所 078-341-3581
兵 庫 営 業 所 079-456-1581
岡 山 営 業 所 086-460-0050
鳥 栖 営 業 所 0942-84-4331

www.turck.com

240401-0000-1-AT
230508-0000-1-AT
210804-0000-1-AT