Техническая информацияПодбор, установка, обслуживание и эксплуатация
манометров
WIKA типовой лист IN 00.05

Общая информацияПользователь должен убедиться в том, что диапазонизмерений и конструкция выбранного манометрасоответствует требованиям. Диапазон измеренийвыбран оптимально, если рабочее давлениерасположено в средней трети шкалы.

Уровни безопасности корпусов в соответствиис EN 837■■ “S1” с выдуваемой частью сзади корпуса
■■ “S2” для номин. диам. 40 ... 80 с выдуваемой частью
сзади корпуса или выдуваемой задней стенкой
■■ “S3” для номин. диам. 40 ... 250 с монолитной
перегородкой  (Solidfront) и выдуваемой заднейстенкой Трехмерное изображение прибора с уровнем
безопасности “S3”Манометр необходимо располагать в местах, неподверженных вибрациям. Его ориентацию следует
выбирать так, чтобы облегчить считывание показаний.
Технологическое присоединение должно иметьсоответствующее уплотнение.
Между точкой отбора давления и манометромрекомендуется установить запорное устройство дляпроверки точки нуля или замены прибора в процессеэксплуатации.

Конструкции корпусаДля обеспечения безопасности и защиты персонала,находящегося в непосредственной близости к точкеизмерения, требуется использования корпусов сразличными уровнями безопасности в соответствии состандартом EN 837-2.

WIKA типовой лист IN 00.05 ∙ 11/2020Обеспечение уровня безопасности не требуется приработе с безопасной жидкой средой при давлении
<25 бар без гидрозаполнения корпуса. В соответствии
с EN 837-2 для газообразной среды или пара придавлении от 25 бар рекомендуется использовать
манометр с уровнем безопасности “S3”. Кроме того, встандарте EN 837-2 указаны дополнительные критериидля выбора уровня безопасности, подходящего дляопределенных областей применения и исполненийприбора.

Крепление измерительного прибора

Если импульсная линия, на которой предполагается
крепить манометр, недостаточно жесткая ивиброустойчивая, прибор следует устанавливать спомощью соответствующих крепежных элементов длямонтажа на стене или трубопроводе, при необходимости- путем установки капилляра.

Демпфирование прибораЕсли избежать вибраций не удается путем выбораподходящего способа установки, следует использовать
приборы с гидрозаполнением корпуса.

Страница 1 из 5Запорно-регулирующая арматураПри необходимости в трубопровод перед манометромустанавливаются запорные краны или запорныевентили.
Запорный кран и запорный вентиль
Запорные краны выполняют 4 функции:■■ Вентиля- Подводящий трубопровод перекрывается,и чувствительный к давлению элемент
соединяется с атмосферой. Можнопроверить установку нуля.
■■ Рабочий Подводящий трубопровод открыт, начувствительный к давлению элемент
режимдействует давление.
■■ ДренажПодводящий трубопровод открыт,измеряемая среда сбрасывается ватмосферу.
■■ Проверка Подводящий трубопровод открыт; еслиимеется тестовое присоединение, кромерабочего манометра можно установитьобразцовый манометр.
цияВ запорных вентилях с тестовым присоединением илибез него по DIN 16270 или DIN 16271 между седлом иприсоединением имеется воздухоотводный винт. Приослаблении воздухоотводного винта можно управлятьсбросом через резьбу.

В определенных применениях (например, паровыхкотлах) запорно-регулирующая арматура должнаиметь тестовое присоединение, которое используетсядля проверки манометра без его демонтажа. Прииспользовании запорных вентилей по DIN 16272
тестовое присоединение можно изолировать отдельно.
В обрабатывающей промышленности для этих целей
используется запорно-спускной клапан.
Монофланцы обладают высокой перегрузочной
способностью благодаря своей цельной конструкции.
Это позволяет надежно и компактно монтировать
измерительный прибор непосредственно натехнологическом фланце.

Температурная нагрузкаПри монтаже манометра следует убедиться в том, чтотемпература окружающей и измеряемой среды невыходит за нижний или верхний предел диапазона
допустимых температур с учетом конвекции итеплового излучения. Поэтому сам прибор и запорное
устройство должны быть защищены импульсными
линиями достаточной длины или сифонами. Необходимо
учитывать влияние температуры на точность индикации.

Мембранные разделители/отделители
Когда не допускается прямой контакт чувствительного
элемента с агрессивной, горячей, высоковязкой,загрязненной или кристаллизующейся средой, следуетиспользовать мембранные разделители.

WIKA типовой лист IN 00.05 ∙ 11/2020

Для передачи давления к чувствительному элементуиспользуется нейтральная заполняющая жидкость,подбираемая с учетом диапазона измерения,температуры и совместимости с измеряемойсредой. Соединение между прибором и мембранным
разделителем неразборное.

Защита чувствительного элемента отперегрузки по давлениюНе допускается непосредственное воздействие
давления измеряемой среды на чувствительный
элемент, если оно его значение подвержено быстрым
изменениям или предполагаются гидравлические удары.
Воздействие бросков давления необходимо сглаживать,например, путем дросселирования (уменьшенияплощади сечения патрубка отбора давления) илидобавления регулируемого ограничителя.
Если для увеличения разрешения индикатора
выбирается диапазон измерения меньше, чеммаксимальные значения давления, которые могут
возникнуть кратковременно, чувствительный элемент
должен быть защищен от повреждения. Для этого
необходимо подключить выше по потоку устройство
защиты от перегрузки (внешнюю защиту). В случае
броска давления данное устройство немедленно
закрывается, а если давление возрастает медленно, тотолько постепенно. Таким образом, устанавливаемое
давление закрывания зависит от профиля давления вовремени. Другой возможностью является использование
манометра с высокой перегрузочной способностью(внутренняя защита).

Отбор давленияВо избежание деформации протекающей измеряемойсредой патрубок отбора давления должен оснащаться
запорным устройством, имеющим максимальновозможный диаметр отверстия (≥ 6 мм). Дляпредотвращения закупорки и возникновения задержекпри передаче давления измерительная линия между
патрубком отбора давления и манометром должна иметь
достаточный внутренний диаметр и не иметь крутых
изгибов. Ее рекомендуется устанавливать с постоянным
уклоном приблизительно 1:15.

Измерительная линия

Конструкция измерительной линии и ее установка
должны обеспечивать демпфирование нагрузок,возникающих в результате расширения, вибрации итеплового воздействия.
При работе с газообразной средой в самой нижней
точке следует предусмотреть дренажное отверстие.
При работе с жидкостями отвертие для сброса следует
размещать в самой верхней точке.
Для газов или жидкостей, в которых присутствуют
твердые частицы, необходимо использовать
разделители, которые можно очистить, изолировавот установки непоредственно в процессе работы спомощью запорных устройств. При необходимости
установки измерительного прибора выше, либо нижеточки отбора давления, диапазон измерения сместится,если измеряемая среда в измерительной линии не будет
иметь ту же плотность, что и окружающий воздух.

Страница 2 из 5Зная разность плотностей (ρM - ρL) и перепад высот ∆h,смещение ∆p вычисляется по формуле:∆p = (ρM - ρL) • g • ∆h • 10-5 (бар)Смещение диапазона измерения
ρM = Плотность измеряемой среды (кг/м³)
ρL = Плотность окружающей воздуха (кг/м³)(1205 кг/м³ при 20 °C)∆h = Перепад высот (м)
g = Ускорение свободного падения (м/с²)(среднее значение ускорения свободного падения= 9,81 м/с ²)Значение на индикаторе понизится на ∆p, еслиманометр будет выше точки отбора давления. Егопоказания увеличатся на ∆p, если прибор измерениядавления будет располагаться ниже точки отборадавления.
Обычно манометр устанавливается так, чтобыциферблат находился вертикально. При любыхотклонениях необходимо учитывать положениеиндикатора на циферблате.

Монтаж и пускВ случае технологических присоединений сцилиндрической резьбой для уплотнения рабочихповерхностей используйте плоские прокладки,уплотнительные кольца типа "линза" илипрофилированные уплотнения WIKA . Момент затяжки
зависит от вида технологического присоединения,материала и уплотнения. Для конической резьбы(например, NPT) уплотнение выполняется насамом резьбовом соединении  с использованием
подходящего уплотняющего материала (EN 837-2).
Присоединение с цилиндрической и коническойрезьбой

Шестигранник под ключУплотняющая
поверхность Уплотнение нарезьбе Для размещения измерительного прибора в положении,обеспечивающем наилучшую возможность считывания
показаний, следует использовать муфту LH-RH илинакидную гайку.
При закручивании измерительных приборов нельзя
прикладывать необходимое для обеспечения уплотнения
усилие к корпусу. Затяжку следует выполнять
подходящим инструментом за предназначенный дляэтих целей шестигранник под ключ.
Если измерительный прибор располагается нижеточки отбора давления, измерительную линию передустановкой необходимо полностью промыть дляудаления посторонних частиц.
Приборы некоторых моделей имеют выпускной клапанс надписями CLOSE (ЗАКРЫТ) и OPEN (ОТКРЫТ),используемый для компенсации внутреннего давления.
На момент поставки выпускной клапан закрыт(рукоятка находится в положении CLOSE). Из данныхизмерительных приборов перед проверкой и/или послеустановки, а также перед пуском необходимо стравитьвоздух, т.е. установить рукоятку в положение OPEN.
WIKA типовой лист IN 00.05 ∙ 11/2020

При опрессовке или продувке трубопроводов илирезервуаров нельзя подвергать манометр нагрузкевыше указанного меткой ▼ на циферблате значения(EN 837-1 и EN 837-3). В противном случае манометрдолжен быть либо защищен с помощью запорногоустройства, либо демонтирован.
Перед демонтажом манометра необходимо убедиться,что он не находится под давлением. При необходимостиизмерительную линию нужно закрепить держателем дляснятия нагрузки.
В мембранных манометрах нельзя ослаблять стяжныеболты верхнего и нижнего фланца.
Жидкая среда, обладающая свойством изменятьсвой объем при переходе в твердое состояние, можетповредить измерительную систему (например, вода припонижении температуры ниже точки замерзания).
Остатки среды в демонтированных манометрах могутпредставлять опасность для персонала, окружающейсреды и оборудования. Необходимо принятьсоответствующие меры предосторожности.

ЭксплуатацияДля предотвращения каких-либо скачков давления
запорные устройства следует открывать медленно.
Максимальное давление для статической нагрузки
указано меткой ▼ на циферблате (EN 837-1 и EN 837-3).
Для переменных нагрузок применимы более низкиезначения.
Для проверки точки нуля в процессе работы запорноеустройство должно быть закрыто, а давление должно
быть сброшено с чувствительного элемента. Стрелкадолжна находится в зоне, обозначенной h в точке нуля.
Если стрелка находится не на траверсе, как правило,это говорит о необратимой деформации чувствительногок давлению элемента и необходимости скорейшего
проведения осмотра, чтобы избежать ошибочных
измерений и несчастных случаев.
Для проверки индикатора в процессе эксплуатации
манометр нужно изолировать от технологического
процесса с помощью запорного устройства с тестовым
присоединением и подать на него испытательное
давление. Предельную погрешность приборовопределяют в соответствии со стандартами EN 837-1 иEN 837-3.
Неправильное обращение с опасной средой, например,кислородом, ацетиленом, легковоспламеняющимисяили токсичными субстанциями, а также веществами,присутствующими в холодильном оборудовании,компрессорах и т.д., может привести к выбросу опаснойили вредной среды в окружающее пространствои явиться причиной повреждения оборудования итравм персонала. Для таких сред помимо соблюдения
всех стандартных правил также следует выполнять
требования соответствующих действующих
национальных норм и правил.

Страница 3 из 5Хранение

Справочные материалыВо избежание повреждения при хранении манометровдо момента их установки необходимо соблюдать
следующие правила:Цитируемые стандарты

■■ Храните приборы в оригинальной упаковке и вместах, защищенных от внешних воздействий.

■■ После того, как прибор был извлечен из упаковки,например, для проведения испытания, его следует
вернуть на место и хранить в оригинальной упаковке.

■■ Диапазон температуры хранения: -40 ... +70 °C

Значения температуры хранения могут отличаться.
Диапазон допустимых температур указан всоответствующем типовом листе.

■■ Защищайте приборы от попадания влаги и пыли.

EN 837-1
Манометры с трубкой Бурдона - часть 1:Размеры, тип средства измерения, требования итестирование
EN 837-2
Манометры - часть 2:Рекомендации по выбору и монтажу манометровEN 837-3
Мембранные манометры и манометры с мембранной
коробкой - часть 3:Размеры, тип средства измерения, требования итестирование
DIN 16270
Вентили для манометров PN 250 и PN 400 без тестовых
присоединений
DIN 16271
Вентили для манометров PN 250 и PN 400 с тестовым
присоединением
DIN 16272
Клапаны для манометров PN 250 и PN 400 сзакрываемым тестовым присоединениемЗапорные устройстваЗапорный кранЗапорный вентильЗапорно-спускной клапанWIKA типовой лист IN 00.05 ∙ 11/2020Запорный вентиль свозможностью отдельногозакрывания тестовогоприсоединения

Двойной запорно-спускнойклапанный блокИгольчатый клапан с винтомсброса

МонофланецСтраница 4 из 5Монтажные аксессуарыСоединительнаямуфта LH-RHРегулируемый демпферСифон, компактная формаСифон, форма "виток"Переходник для монтажногокронштейна

Сифон, U-образная формаМонтажный кронштейнУстройство защиты отперегрузки

Расположение измерительного прибораПравильные схемы монтажа для различных типов сред.
Жидкая средаГазообразная средаЗаполнениеизмерительнойлинииЖидкостьЖидкость спаромПолностьюпарообразнаяГазПримерыКонденсатКипящиежидкости

“Сжиженныегазы”Сухой воздухЧастично
конденсированная(влажная)Влажный воздухТопочные газыПолностью
конденсированнаяПарМанометррасположен вышеточки отбора
давления

03/2021 RU based on 11/2020 ENМанометр
расположен нижеточки отборадавления

© 09/2010 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, все права защищены.
Спецификации, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент публикации данного документа.
Возможны технические изменения характеристик и материалов.

WIKA типовой лист IN 00.05 ∙ 11/2020Страница 5 из 5АО «ВИКА МЕРА»142770, г. Москва, пос. Сосенское,д. Николо-Хованское, владение 1011А,строение 1, эт/офис 2/2.09
Тел.: +7 495 648 01 80
info@wika.ru ∙ www.wika.ru