Techninė informacija

Manometrų parinkimas, montavimas, tvarkymas ir valdymas
WIKA duomenų lapas IN 00.05

Bendroji informacija
Naudotojas turi įsitikinti, kad buvo pasirinktas tinkamas
manometras pagal skalės diapazoną ir dizainą. Skalėsdiapazonas optimaliai parenkamas, kai darbinis slėgis yra
viduriniame skalės intervalo trečdalyje.

Saugos lygiai korpusams pagal EN 837■ “S1” su išpūtimo įtaisu korpuso gale■ “S2” skirtas NS 40 ... NS 80 su išpūtimo įtaisu korpuso

atgal arba išpūtimo atgal variantu■ “S3” skirtas NS 40 ... NS 250 su vientisa pertvara (Solidfront) ir išpūtimo atgal variantu Išskleista saugos lygio „S3“ schemaManometras turi būti sumontuotas be vibracijos ir turi būti
išlygintas taip, kad jį būtų lengva nuskaityti.
Proceso jungtis turi būti tinkamai užsandarinta.
Norint patikrinti nulinį tašką arba pakeisti prietaisą veikimo
metu, tarp slėgio čiaupo ir manometro rekomenduojamaįrengti uždarymo įtaisą.

Korpuso dizainas
Darbo saugai ir personalo, esančio netoli matavimo vietos,
apsaugai EN 837-2 naudotojo standartas reikalauja skirtingųsaugos lygių.

WIKA duomenų lapas IN 00.05 ∙ 11/2020

Nepavojingoms, skystoms terpėms < 25 barai be korpuso užpildymo, saugos lygis nereikalingas. Dujinėms arba
garinėms terpėms, kurių darbinis slėgis 25 barai, pagal
EN 837-2, rekomenduojamas manometras su saugos lygiu„S3“. Be to, pagal EN 837-2 yra nurodyti papildomi atitinkamo saugos lygio pasirinkimo kriterijai konkrečioms taikymo
sritims ir prietaisų versijoms.

Instrumento tvirtinimas
Jei prietaiso linija nėra pakankamai standi, kad būtų galima
montuoti be vibracijos, manometras turi būti tvirtinamas
naudojant tinkamus tvirtinimo elementus, skirtus tvirtinti priesienos arba vamzdžio, jei reikia, įkišant kapiliarą.

Matavimo sistemos slopinimas
Jeigu vis tiek neįmanoma apsaugoti nuo vibracijos, turėtųbūti naudojami skysčiu užpildyti manometrai.

1 psl. iš 5Uždarymo prietaisai
Priklausomai nuo naudojimo paskirties, prieš manometrą
montuojami čiaupai arba uždarymo vožtuvai.
Uždarymo čiaupas ir uždarymo vožtuvasUždarymo čiaupai turi iki 4 funkcijų:Slėgiui perduoti į slėgio elementą naudojamas neutralus
sistemos užpildymo skystis, kuris turi būti parinktas taip, kad
atitiktų matavimo diapazoną, temperatūrą ir suderinamumąsu terpe. Prietaiso ir diafragmos sandariklio jungties jokiu
būdu negalima atjungti.

■ Nuorinimas Tiekimo linija uždaryta, o slėgio elemen-Slėginių elementų apsauga nuo perdidelio slėgioUždarymo vožtuvai su arba be bandomosios jungties pagal
DIN 16270 arba DIN 16271 turi oro išleidimo varžtą tarpvožtuvo lizdo ir prietaiso jungties. Jei išleidimo varžtas atsuktas, ventiliaciją galima valdyti per sriegį.

Jei terpėje greitai keičiasi slėgis arba tikimasi slėgio šuolių,jie neturi veikti tiesiogiai slėginių elementų. Slėgio šuoliai turibūti slopinami, pavyzdžiui, įrengiant droselio sekciją (sumažinamas skerspjūvis slėgio angoje) arba pridedant reguliuojamą slopintuvą.
Jei, norint gauti didesnę ekrano skiriamąją gebą, pasirinktas
matavimo diapazonas yra mažesnis už maksimalų trumpalaikį slėgį, slėginis elementas turi būti apsaugotas nuo pažeidimų. Tuo tikslu prieš srovę turi būti prijungtas apsauginis
saugiklis nuo viršslėgio (išorinė apsauga); jis iškart užsidaroesant slėgio šuoliui, arba užsidaro palaipsniui, jei slėgis kyla
lėtai. Taigi nustatytas uždarymo slėgis priklauso nuo slėgio
profilio laikui bėgant. Kita galimybė yra naudoti manometrąsu aukšta perkrovos sauga (vidinė apsauga).

tas prijungtas prie atmosferos. Taip galima
patikrinti nulinį tašką.
■ Veikimas
Tiekimo linija atidaroma, slėgio elemente
pakeliamas slėgis.
■ Išpūtimas Tiekimo linija atidaroma, terpė išleidžiama įatmosferą.
■ Testavimas Tiekimo linija yra atvira ir, jei yra bandomoji jungtis, be darbinio manometro galima
sumontuoti bandomąjį manometrą.

Tam tikrose srityse (pvz., garo katiluose) uždarymo įtaisai turiturėti bandomąją jungtį, kad manometrą būtų galima patikrinti jo neišmontuojant. Naudojant uždaromuosius vožtuvus
pagal DIN 16272, bandomąją jungtį galima izoliuoti atskirai.
Proceso pramonėje šiai funkcijai naudojamas blokavimo ir
išleidimo vožtuvas.

Slėgio čiaupas

Dėl vientisos konstrukcijos monoflanšai gali atlaikyti didelį
viršslėgį. Taip galima tvirtai ir kompaktiškai pritvirtinti matavimo prietaisą tiesiai prie proceso flanšo.

Slėgio čiaupas turi būti įrengtas su kuo didesne anga (≥6 mm) per uždarymo įtaisą, kad slėgio čiaupas nebūtų iškraipytas dėl terpės srauto. Matavimo linija tarp slėgio čiaupo ir
manometro turi būti pakankamai didelio vidinio skersmens
ir neturi būti staigių posūkių, kad būtų išvengta užsikimšimoir slėgio perdavimo vėlavimų. Rekomenduojama montuojant
laikytis nuoseklaus 1:15 nuolydžio.

Temperatūros ribos

Matavimo linijaMontuojant manometrą, atsižvelgiant į konvekcines sroves ir
karščio spinduliavimą, reikia užtikrinti, kad nebūtų peržengtos leistinos aplinkos ir terpės temperatūros ribos. Todėlprietaisas ir uždarymo įtaisas turi būti apsaugoti pakankamai ilgomis matavimo linijomis arba sifonais. Būtina stebėti
temperatūros įtaką rodmenų tikslumui.

Matavimo linija turi būti suprojektuota ir sumontuota taip, kadbūtų galima absorbuoti apkrovas, atsirandančias dėl plėtimosi, vibracijos ir šiluminio poveikio.
Esant dujinėms terpėms, žemiausiame taške turi būti įrengtas nutekėjimas; naudojant skystą terpę, aukščiausiame
taške turi būti nuorinimo anga.

Diafragminiai sandarikliai / separatoriai
Esant agresyvioms, karštoms, labai klampioms, užterštoms
ar kristalizuojančioms terpėms, kurios neturi prasiskverbti įslėgio elementą, kaip separatorius turi būti įrengti diafragminiai sandarikliai.

WIKA duomenų lapas IN 00.05 ∙ 11/2020

Dujoms ar skysčiams, kuriuose yra dalelių, turi būti įrengtiseparatoriai, kuriuos eksploatacijos metu būtų galima atskirti
nuo įrenginio naudojant uždarymo įtaisus ir ištuštinti. Jei
prietaisą reikia montuoti aukščiau arba žemiau nei slėgiosriegis, matavimo diapazonas pasislenka, jei matavimo linijosterpės tankis nėra toks pat kaip aplinkos oro.

2 psl. iš 5

Poslinkis ∆p išvedamas iš tankio skirtumo (ρM - ρL) ir
aukščio skirtumo ∆h pagal formulę:∆p = (ρM - ρL) • g • ∆h • 10-5 (bar)Matavimo diapazono poslinkis

ρM = Terpės tankis (kg/m³)
ρL = Aplinkos oro tankis (kg/m³)(1205 kg/m³ prie 20 °C)∆h = Aukščio skirtumas (m)g=Gravitacijos pagreitis (m/s²)(vidutinis gravitacinis pagreitis = 9,81 m/s²)

Rodmuo sumažėja ∆p, jei manometras yra didesnis; jis
padidėja ∆p, jei slėgio matavimo prietaisas yra žemesnis užslėgio srieginį.
Paprastai manometras montuojamas vertikaliai. Esant bet
kokiam nukrypimui, reikia stebėti padėties indikatorių ant
ciferblato.

Manometro jungčių su lygiagrečiu sriegiu izoliavimui proceso
jungtyse gali būti naudojamas sandarinimo žiedas, sandarinimo poveržlė arba WIKA profiliniai sandarikliai . Priveržimo
momentas priklauso nuo proceso jungties, medžiagos irsandarinimo. Kūginių sriegių (pvz. NTP sriegių) sandarinimas
atliekamas apvyniojant sriegį  tinkama izoliacine medžiaga(EN 837-2).
Lygiagretaus ir kūginio sriegio sujungimas

Paviršiaus izoliavimas Sriegio
izoliavimas 

Norint orientuoti prietaisą taip, kad jį būtų galima kuo geriaunuskaityti, reikia naudoti jungtį su kairės pusės-dešinės
pusės jungtimi arba jungiamąja veržle.
Jeigu manometrai yra įsukami, atliekant sandarinimą negalima spausti korpuso, naudokite specialiai tam skirtą veržliaraktį.
Jei prietaisas yra žemiau slėgio čiaupo, prieš montuojant
matavimo liniją reikia kruopščiai nuplauti, kad būtų pašalinti
svetimkūniai.
Kai kurie prietaisų modeliai turi oro išleidimo vožtuvą suužrašu CLOSE ir OPEN vidinio slėgio kompensavimui.
Tiekimo metu šis išleidimo vožtuvas yra uždarytas (svirtis įpadėtį CLOSE). Prieš tikrinant ir (arba) po montavimo ir prieš
pradedant eksploatuoti šiuos prietaisus reikia išvėdinti, t. y.,svirtį nustatyti į padėtį OPEN.

WIKA duomenų lapas IN 00.05 ∙ 11/2020

Prieš išmontuojant manometrą, reikia įsitikinti, kad jamenebėra slėgio. Jei reikia, matavimo linija turi turėti įtempiųsumažinimą.
Diafragminiams manometrams negalima atlaisvinti viršutinio
ir apatinio flanšo tvirtinimo varžtų.
Skystos terpės, kurių tūris kietėjimo metu kinta, gali sugadinti
matavimo sistemą (pvz., vanduo, jei jo temperatūra nukrentažemiau užšalimo lygio).
Medžiagos likučiai demontuojamame manometre gali kelti
pavojų žmonėms, aplinkai ir įrangai. Reikia imtis pakankamųatsargumo priemonių.

VeikimasSiekiant išvengti slėgio šuolių, uždarymo įtaisus reikia atidaryti tik lėtai.

Sumontavimas ir perdavimas
eksploatuoti

Rakto paviršius

Atliekant slėgio bandymą arba pučiant per vamzdžius arindus, manometras neturi būti veikiamas didesne apkrova,
nei nurodo identifikavimo ženklas ▼ ant ciferblato (EN 837-1
ir EN 837-3). Priešingu atveju manometras turi būti apsaugotas uždarymo įtaisu arba nuimtas.

Didžiausias statinės apkrovos slėgis nurodomas identifikavimo ženklu ▼ ant ciferblato (EN 837-1 ir EN 837-3). Kintamoms apkrovoms taikomos mažesnės vertės.
Norint patikrinti nulinį tašką eksploatacijos metu, uždarymoįtaisas turi būti uždarytas ir slėginis elementas nuorintas.
Tada rodyklė turi būti diapazone, pažymėtame h nuliniametaške.
Jei rodyklė yra už skersinės juostos, paprastai galima daryti
prielaidą, kad slėginis elementas yra visam laikui deformuotas, o tai reikia atidžiau patikrinti, kad būtų išvengta matavimo
klaidų ar nelaimingų atsitikimų.
Norint patikrinti ekraną veikimo metu, manometras turi būtiatskirtas nuo proceso per uždarymo įtaisą su bandymo
jungtimi ir veikiamas bandomuoju slėgiu. Prietaisams pagal
EN 837-1 ir EN 837-3 yra nustatytos leistinos paklaidos ribos.
Netinkamai elgiantis su pavojingomis terpėmis, tokiomis
kaip, pavyzdžiui, deguonis, acetilenas, degiosios ar toksiškosmedžiagos, taip pat šaldymo sistemose, kompresoriuose irpan., pavojingos ar kenksmingos terpės gali patekti į aplinką,o tai gali sukelti žalą arba sužalojimus. Naudojant šias terpes,
be visų standartinių taisyklių, taip pat reikia laikytis atitinkamųgaliojančių kodeksų ar taisyklių.

3 psl. iš 5

Saugojimas

Pagalbiniai dokumentai

Kad nesugadintumėte, laikant manometrus iki montavimo,
reikia laikytis šių nuostatų:Taikomi standartai■ Palikite instrumentus originalioje pakuotėje ir saugokitenuo išorinio poveikio.

■ Po bet kokio galimo instrumentų išėmimo, pvz. bandymui

instrumentas vėl turi būti laikomas originalioje pakuotėje.

■ Saugojimo temperatūros intervalas: nuo –40 iki +70 °C

Galimos skirtingos laikymo temperatūros. Leistiną temperatūros diapazoną galima rasti atitinkamame duomenųlape.

■ Saugokite instrumentus nuo drėgmės ir dulkių.

EN 837-1
Manometrai su Burdono vamzdeliu – 1 dalis:matmenys, metrologiniai reikalavimai ir bandymas
EN 837-2
Manometrai – 2 dalis:rekomendacijos dėl manometrų parinkimo ir montavimoEN 837-3
Diafragmos ir kapsulės manometrai – 3 dalis:matmenys, metrologiniai reikalavimai ir bandymas
DIN 16270
PN 250 ir PN 400 vožtuvai be manometrų bandomosios
jungties
DIN 16271
PN 250 ir PN 400 vožtuvai su manometrų bandymo jungtimi
DIN 16272
PN 250 ir PN 400 vožtuvai su manometrų blokavimo bandymo jungtimiUždarymo prietaisaiUždarymo čiaupasUždarymo vožtuvasBlokavimo ir išleidimo vožtuvasWIKA duomenų lapas IN 00.05 ∙ 11/2020Uždarymo vožtuvas su atskiraiatskiriama bandymo jungtimi

Dvigubo blokavimo ir išleidimovožtuvo kolektorius

Adatinis vožtuvas sunuorinimo jungtimiMonoflanšas

4 psl. iš 5Montavimo priedai

Kairinis-dešininis
sujungimas

Reguliuojamas
valdiklis

Sifonas, kompaktiškas

Simfonas, trimito formos

Adapteris instrumento
tvirtinimo kronšteinui

Instrumento montavimo rėmas

Sifonas, U formos

Apsauga nuo viršslėgio

Montavimo sistema
Patvirtinti matavimo mazgai įvairių tipų terpėms.
Skysta terpėDujinė terpė

Matavimo linijosužpildymas

SkystisSkystis su
garu

Visiškai
išgarinta

Dujinė forma

Pavyzdžiai

Kondensatas

Verdantys
skysčiai

Skystos dujos

Sausas oras

Iš dalies
kondensuota(drėgna)Drėgnas oras
Prisotintos dujos

Visiškaikondensuota
Garas

Manometras aukščiau
slėgio čiaupo12/2023 LT based on 11/2020 ENManometras žemiauslėgio čiaupo© 2010- 09. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Visos teisės saugomos.
Spausdinimo metu šiame dokumente nurodytos specifikacijos atitinka naujausias technologijas.
Mes pasiliekame teisę keisti specifikacijas ir medžiagas.
Jei išverstas ir angliškas duomenų lapas interpretuojamas skirtingai, vadovaujamasi angliška formuluote.

WIKA duomenų lapas IN 00.05 ∙ 11/2020

5 psl. iš 5UAB „Lintera“Ukmerges Str. 22 55101 JonavaPhone: +370 349 61161
Email: jonava@lintera.info