残留磁気による基準端面の誤りは、測定誤差を誘引。
［残留磁気による、3次元測定比較］ I ゲ ジブロック 50mm|歴然としたその差が現れます。

ー※中6mmのポイントスタイラスを使用Check!

（一般的なスタイラス (N極礁気を帯びている場合））スタイラス帯磁気ワ ー ク計測／LED点灯N極同士のため反発し合い、短く計測されます。

-0.049mm·ゲージブロックの帯磁気を測定。

マグネットスタンドの左側面：約N極に当てて測定34 ガウス／右側面：約 20 ガウス約35 ガウスを計測。

（一般的なスタイラス (S極磁気を帯びている場合））N極：S極では引き合い、長く計測されます。

+0.056mm·※当社測定による数値。

非磁性による、正確な数値の検出。
あえてN極の磁気を当てて計測しても、1もわずか ガウス正確な数値の計測を可能にします。

五：独自開発の［超硬・非磁性］が、磁力の影響を受けない測定器への追究が生んだ、日新産業の「超硬 ・ 非磁性スタイラス」。

この測定精度が、高品質と信頼を可能にします。

光と音で知らせる高精度心出し計測時に、3方向に発光するLEDとブザ ー が同時に感知。
心川し時の操作とワ ー クを見比べながらの作業補助をし、ミスを防ぎます。
基準位置設定、 内外径、心出し、角度、 溝輻、 高さなどのあらゆる 測定が可能で、スタイ ラスとワ ー クの触圧が小さく、O.lgfでLEDが点灯、肉薄ワ ー クにも正確な測定を可能にします。
また、新機構（特許出願中）の開発により繰り返し精度も飛躍的に向上、 外部接点式ポイントファインダーは、80mm長のスタイラス付きでも、 土lµmの繰り返し精度を実現しました。

□_ぃ※外部接点式ポイントファインダーのみ（クリーンルーム用）あらゆる位置の検出や測定・心出しができます。
スタイラスとワークの触圧が小さく、0.1gfでLEDが点灯。肉薄のワークでも正確に測定できます。スタイラスがＸ・Ｙ・Ｚ方向にスウィングする安全設計。4方向へLEDが発光し、どの方向からでも見えます。新機構の開発により80mmスタイラスでも±1μmの繰り返し精度が可能。
スタイラスのストローク／ XY 軸…… ±6mmスタイラスのストローク／ XY 軸…… ±13mmスタイラスのストローク／ Z 軸…… ＋5mm測 定 圧 ………………………………… 0.1gf繰り返し精度標準スタイラス（φ4×40mm 付き）… ±0.5μmスタイラスのストローク／ Z 軸…… ＋5mm測定圧／ XY 軸………………………… 0.8N測 定 圧 ／ Z 軸 ………………………… 3.0N繰り返し精度標準スタイラス（φ6×29mm 付き）… ±0.5μm※標準より長いスタイラスを付けた場合、カタログ記載の繰り返し精度保証は致しかねます。

あらゆる位置の検出や測定・心出しが可能。
角度測定内径測定、心出し外径測定ブザー付き高さ測定基準位置設定 溝幅測定ブザーとＬＥＤで位置検出を確認。

スタイラスのストローク／ XY 軸…… ±6mmスタイラスのストローク／ Z 軸…… ＋3mm測定圧／ XY 軸（外部接点）…………… 0.001N(0.1gf)
測定圧／ Z 軸（外部接点）…………… 0.001N(0.1gf)
繰り返し精度…………………………… ±0.5μm標準スタイラス（φ3×23.5mm 付き）上記「小型ポイントファインダー」の特徴に加えスタイラスのストローク／ XY 軸…… ±13mm非金属のワークでも測定が可能。

スタイラスのストローク／ Z 軸…… ＋5mmスタイラスのストローク／ XY 軸…… ±6mmブ ザ ー 周 波 数 ………………………… 2,700Hzスタイラスのストローク／ Z 軸…… ＋3mm測 定 圧 ………………………………… 0.1gf測定圧／ XY 軸（内部接点）…………… 0.3N(31gf)繰り返し精度標準スタイラス（φ4×40mm 付き）… ±0.5μm測定圧／ Z 軸（内部接点）…………… 0.9N(93gf)80mm 長スタイラス………………… ±1μm繰り返し精度…………………………… ±0.5μm標準スタイラス（φ3×23.5mm 付き）※外部接点式ポイントファインダーのみスタイラスのストローク／ XY 軸… ±13mmスタイラスのストローク／ Z 軸… ＋5mm防 水 型 ………………………………［防水規格 IP67］測 定 圧 ……………………………… 0.001N（0.1gf）
繰り返し精繰り返し精度
度標準スタイラス（φ4（φ4×40mm 付き）… ±0.5μm80mm 長スタイラス………………… ±1μmスタイラスのストローク／ XY 軸… ±6mmスタイラスのストローク／ Z 軸… ＋5mm防 水 型 ………………………………［防水規格 IP67］測定圧／ XY 軸……………………… 0.8N測 定 圧 ／ Z 軸 ……………………… 3.0N繰り返し精度標準スタイラス（φ6×29mm 付き）… ±0.5μm※標準より長いスタイラスを付けた場合、カタログ記載の繰り返し精度保証は致しかねます。NC旋盤、ターニングの機上や機内で1/1000mmの旋盤用高精度測定が可能。

ＬNC旋盤、ターニングで左図のようなワークを加工し、図面通りの仕上がりか寸法を確認します。

ＮＣ旋盤やターニングでノギスやデプスでは測れない1μmの測定にφ60の穴はノギスやデプスでは測定できません。φ40の穴もノギスで測れません。

ＮＣ旋盤やターニングでワークを加工し、図面通りに仕上がっているか寸法を確認したいとき、1/100mm表示のノギスやデプスでは測定できません。
旋盤用ポイントファインダーは1/1000mmの高精度測定ができ、テーパーや角度測定等あらゆる測定が可能。
ターニングではＣ軸の精度確認にもご使用いただけ旋盤用ポイントファインダーＬならＮＣ旋盤、ターニングで高精度測定ができます。

ます。測定箇所にスタイラスが接触したらLEDが点灯するので、容易に確認ができます。

※測定例スタイラスのストローク／ Z 軸… ＋5mmX軸の内外径測定ﾃｰﾊﾟｰ･角度･円筒度測定深穴・段差測定Ｃ軸の角度測定防 水 型 ………………………………［防水規格 IP67］測 定 圧 ……………………………… 0.001N（0.1gf）
繰り繰り返し精精返し 度標準スタイラス（φ（φ44×40mm 付き）… … ±0.5μ旋盤用Ｌ- iマグネットリング 旋盤用ポイントファインダーＬ専用脱着がワンタッチ非金属のワークでも測定ＯＫ！
上記「旋盤用ポイントファインダーＬ」の特徴に加え、非金属のワークでも測定可能。

マグネットが付いているので、旋盤用ポイントファインダーＬに取り付けるだけで、ボーリングバーホルダーへの脱着が簡単にでき、作業時間が大幅に短縮できます。

スタイラスのストローク／ XY 軸… ±6mmスタイラスのストローク／ Z 軸… ＋5mm防 水 型 ………………………………［防水規格 IP67］測定圧／ XY 軸……………………… 0.8N測 定 圧 ／ Z 軸 ……………………… 3.0N繰り返し精度標準スタイラス（φ6×29mm 付き）… ±0.5μm使用可能スタイラスST-6×29NM、ST-4×40NM御使用時にネジを緩めて取り付けていた、面倒な作業が必要ありません。

12

超高感度CT基板内臓により、高精度測定を可能にしました。
スタイラスとワークの触圧を極力小さくすることで、肉薄ワークも正確に測定が可能。
「不感量体」や「おむすび型」の誤差もなく、多少の油膜にも影響を受けません。
また、安全性をも追求し、Ｘ・Ｙ・Ｚ方向に大きくス心出し精度 ……………………………… 1/1000mmウィングします。
スタイラス径はφ1より取付可能です。
●鉄、非鉄金属ともに測定可能（非金属には内部接点式ポイントファインダーｉシリーズをお使い下さい）●全種ブザー付●チャタリング現象を解消。
※チャタリング現象／スタイラスがワークに触れたとき、電気抵抗により電圧・電流量が激しく変化し、見かけ上はランプ（LED）が点いたり消えたりする現象のことスタイラスのストローク／ XY 軸……… ±50mm（100mm スタイラス装着時）／ Z 軸…… ＋10mmブ ザ ー 周 波 数 …………………………… 2,700Hz（連続響鳴方式）測 定 圧 ／ XYZ 軸 ………………………… 0.01gf繰 り 返 し 精 度 …………………………… ±0.25μm詳細は→P22ＮＣ工作機械を三次元測定器として使用できます。
端面測定アウトサイド測定x=X-6（スタイラスの直径）Y軸も同様 X=297.986同様にインサイド測定x=X+6（スタイラスの直径）段差測定ＬＥＤが発光した地点がスタイラス中心から3mmの地点であることを知らせます。
（原点設定）ゼロにオリジンします。

外径の測定心出しXY
Z内径の測定大きなオ ーバートラベル量が測定を早く容易にします。
破損の防止、 遠隔操作、見えにくい所の測定等。

機械の誤差確認テ ーブルに固定したゲージブロックを測定し、ゲージブロック十6（スタ イラスの直径）との差が機械の誤差

X26.99026.990150.0000.000Y 26.990YをゼロにオリジンしZ -15.000ます。反対側に移動し、 Yを求めます。
x=X+6（スタイラスの直径）X=59.980X 53.980xは移動距離Y 26.990Y軸も同様Z -15.000曲面等の測定も座標値から求められます。

(X、 Yの値を1/2にします）円中心の測定x=X+a(X軸の固有値）y=Y+b(Y軸の固有値）Xをゼロにオリジンします。反対側に移動し、 Xを求めます。
x=X-6（スタイラスの直径）X= 80.022Y軸も同様
X
Y
Z0.00043.011-15.000

XY
Z86.02243.011-15.000角度測定テ ー パ一部の径の測定も出来ます。

心出し精度 ……………………………… 1/1000mm透磁率（μ）…………………………… ≦1.01高さ………………………………… 50mm ±0.001mm平行度……………………………… 2/1000mm反力………………………………… 150gf測定圧……………………………… 0.001N(0.1gf)
ストローク………………………… 5mm質量………………………………… 500gLED………………………………… 高輝度赤色＋最小測定工具径………… φ0.05mm〜φ6mm 対応センサープレート……… 酸化アルミナセラミック寸 法 ……………………… φ40x50mm ＋0〜5/1000mm測 定 圧 …………………… 0.2N(20gf)ス ト ロ ー ク ……………… 1.5mm着 磁 力 …………………… 6N質 量 ……………………… 200gL E D ……………………… 高輝度青色繰 返 し 精 度 ……………… ±0.001mm−

当社独自製法による「超硬 ・ 非磁性スタイラス」。
作業現場を知り尽くしたからこそ生まれた技術です。
Swing Type StylusPoint Finder Stylus□EE昌ポイントファインダースタイラス (M3X0.5)□EE昌スウィングタイプスタイラス (M4X0.7)

上から●ST-6X200N上から●ST-6X40NM●ST-5X40NM●ST-4X40NM●ST-3X40NM●ST-2X40NM●ST-1X40NM上●ST-3X23.5NM下●ST-2X23.5NM左●ST-3X29NM右●ST-6X29NM上から●ST-6X100NM●ST-6X80NM●ST-6X60NM●ST-6X150N●ST-6X100N左から●ST-6X50N●ST-5X50N●ST-4X50N●ST-3X50N●ST-2X50N●ST-1X50N●ST-5X100N●ST-4X100N●ST-3X100N●ST-2X100N●ST-1X100N詳細は→P22詳細は→P22［非磁性スタイラスの5大特徴］1．蘊力の影響による計測誤差が出ない。

3.錆びない。

4．低温溶接のため、熱応力が生じない。

5．一般的なスタイラスと同価格で、経済的。
■ 柄杵部/ ． 先端超硬球硬度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ··HRA92材質….........……•..．..．．．... ベリリューム銅透磁率(µ)...……•••…...…•・ �1.01硬度…...…...……••• ...…… HRC42真球度…………………… •••0.6µm以下表面処理……………………金メッキ°．

固有抵抗…………………… 3.2µQ（鉄の1/3)線膨張係数(10 ～40 り……… 1.2x10-s（鉄の1/10)゜�五2．脱磁やスタイラスの交換が不要。
●外型及び仕様は改良のため変更することもあります。

「―19

製品仕様非磁性型式ポイントファインダーDSF

A

B

L

C質量（g）バッテリー（同梱）270リチウム電池BR-435 1本4D

SFA

B

L

C質量（g）バッテリー（同梱） 4S10WPφ104046.658.646150.635270リチウム電池BR-435 1本マンガン電池R1（UM-5）2本型式PTN-10φ10PTN-20φ204046.658.665170.235350マンガン電池S20WPφ204046.658.665169.635350PTN-32φ324046.658.665170.235600R1(UM-5)2本S32WPφ324046.658.665169.635600BT30WPBT304046.684.448.4179.439720BT40WPBT404046.689.465.4201.43913004046.658.646151.235酸化銀電池SR-44 2個44※標準スタイラス径はφ4となります。

※標準スタイラス径はφ4となります。

非磁性
型式PTC-20ポイントファインダーDSF

A

B

L

C質量（g）バッテリー（同梱）φ204046.658.665170.235350型式4マンガン電池R1（UM-5）2本DSF

A

B

L

C質量（g）バッテリー（同梱）S10WPiφ102935.658.646139.635260リチウム電池BR-435 1本マンガン電池R1（UM-5）2本PTC-32φ324046.658.665170.235600S20WPiφ202935.658.665158.635340PTC-BT30BT304046.684.448.4179.439720S32WPiφ322935.658.665158.635590PTC-BT40PTC-HSKA63BT404046.689.465.4201.4391300BT30WPiBT302935.684.448.4168.439710HSKA63 100106.663.45722763960BT40WPiBT402935.689.465.4190.4391290酸化銀電池SR-44 2個酸化銀電池SR-44 2個

4※標準スタイラス径はφ4となります。
※HSK-A63の標準スタイラスは100Lとなります。

非磁性型式DSFABL

C質量（g）バッテリー（同梱）SPi-10φ102935.658.646139.635260リチウム電池BR-435 1本SPi-20φ202935.658.665158.635340SPi-32φ322935.658.665158.635590マンガン電池R1（UM-5）2本BT30-SPiBT302935.684.448.4168.439710BT40-SPiBT402935.689.465.4190.4391290

L旋盤用クリーンルーム用ポイントファインダー i型式D

S

F

A

B

L

C質量（g）（g）バッテリーバッテリー（同梱）S10WPLφ104046.658.646151.235270リチウム電池BR-435 1本S20WPLφ204046.658.665170.235350マンガン電池S32WPLφ324046.658.665170.235600R1(UM-5)2本（PTN-06N）

型式

L（SPi シリーズ）小型ポイントファインダー ／小型ポイントファインダー iDSA

B

L

CPTN-04φ423.54126.59128.6120PTN-04Tφ423.54126.59128.6120PTN-06φ623.54126.59128.6130PTN-06Tφ623.54126.591φ3223.54136106.510628.632130PTN-E32SPi-04φ423.54126.59128.6120SPi-04Tφ423.54126.59128.6120SPi-06

4酸化銀電池SR-44 2個L-ｉ旋盤用非磁性旋盤用型式DSF

A

BL

C質量（g）（g）バッテリーバッテリー（同梱）S10WPL-iφ102935.658.646139.635260リチウム電池BR-435 1本S20WPL-iφ202935.658.665158.635340S32WPL-iφ322935.658.665158.635590マンガン電池R1（UM-5）2本

4旋盤用4質量（g） バッテリー（同梱）156SPi-06T

φ6φ623.523.5

414126.526.5

919128.628.6130130SPi-E32φ3223.54136106.532156L-i酸化銀電池SR-44 2個酸化銀電池SR-44 2個マグネットリング型式酸化銀電池SR-44 2個S32WPL用マグネットリング外径φ56

内径φ32

高さ15質量（g）125着磁力備考6N取付ネジ、六角棒レンチ同梱

4型式型式DAB

LSS-20NM20NMφ2084602461.3SS-25NM25NMφ2584682541.4SS-32NM32NMφ3284682541.5SS-42NM42NMφ4284.589275.52.1MT-04NMMT496108.6306.61.7MT-04NMT MT4タング付96117314.51.8NT-30NMNT30101.668.4270.91.4NT-40NMNT4095.693.4289.91.9NT-50NMNT50104.7126.8332.83.9BT-30NMBT3010648.4259.41.6BT-40NMBT40111.865.4279.12.1BT-50NMBT50127.7101.8281.54.8質量（kg）（kg）バッテリーバッテリー（同梱）寸法触圧 反力 質量（g） バッテリー（同梱）M-50（マグネット付） φ50×50mmS-50（マグネット無） ±0.001mmS-100（マグネット無）φ50×100mm±0.001mm備考5405400.001N 1.5Nリチウム電池CR-2032 1個780小径（φ6以下）の刃物の場合i-50をお使い下さい。

リチウム電池CR2 1本

型式i-50寸法触圧質量（g）バッテリー（同梱）φ40×50mm0〜＋0.005mm0.2N200酸化銀電池SR44 2個非磁性
A

B

CSTST-0.70.7×40NM×40NM 0.5540型式ネジ寸法適用商品

型式ST-3×29NM

A2.4

B22

C適用商品29ポイントファインダーポイントファインダーii防水型ポイントファインダー防水型ポイントファインダーiiネジ寸法ST-1×40NM0.8540ST-6×29NM42229ST-2×40NM2740ST-2×23.5NM1.66.523.5ST-3×40NM2.43340ST-3×23.5NM2.416.523.5ST-4×40NM33340ST-6×40NM43340STST-11×60N0NM
M0.853STST-22×60NM2STST-44×60NMST-6×60NM345360STST-11×80N0NM
M0.87380ポイントファインダー防水型ポイントファインダー M3×0.5S-4216※※※※※MT-0416ST-2×80NM27380旋盤用ポイントファインダー旋盤用ポイントファインダーＬ
ＬNT-502849ST-3×80NM2.47380ST-4×80NMST-6×80NM3.6738047380※※※※※STST-11×100N100NM
M0.893100ST-2×100NM293100ST-3×100NM2.493100小型ポイントファインダー小型ポイントファインダーii小型ポイントファインダーM3×0.5型式質量（g） バッテリー（同梱）A

BCD

LS-0616403434613920060S-1016404734101472205360S-2016405134201563105360S-3216406140321665204084534218914003910998252177201304039.62713100質量（g） バッテリー（同梱）ST-4×100NM3.693100ST-6×100NST-6100NM
MST-33×15150N0NM
M※ ST-4931002.4※ STST-44×15150N0NM
M3.6143143※標準より長いスタイラスを付けた場合、カタログ記載の繰り返し精度保証は致しかねます。

150※繰り返し精度150※ カ タログ記載の繰り返し精度保証は致しかねます。

型式ABCST-1×50N0.83.450ST-2×50N1.6750ST-3×50N2.53050ST-4×50NST-6×50N3.03.828.630

5050ST-1×100N0.83.4100ST-2×100N1.67100ST-3×100N2.580100ST-4×100N3.080100ST-6×100N3.880100ST-6×150N3.8130150※ ST-6×200N3.8180200±1μm型式ABC

D

LS-0616NM4034346139200S-1016NM40473410147220S-2016NM40513420156310S-3216NM40614032166520S-4216NM408453421891400ネジ寸法M4×0.7
型式M-500カ タログ記載の繰り返し精度保証は致しかねます。

着磁力ケーブル長200g500mmマンガン電池R1（UM-5）
2本M16 P=2マンガン電池R1（UM-5）
2本24

Nl¼IN日新産業株式会社www.n1ss1nsan.Jp〒920-0055石川県金沢市北町乙45-2 TEL.076-223-1031/ FAX.076-223-1281