全天候型測定データ記録装置

KADEC21- ME

無電源総合気象観測装置 KADEC21-Meは、風向風速・外気温度・湿度・日照時間・日射量・雨量・気圧の各気象データを集録するためのデータロガーです。
従来の総合気象観測装置では実現不可能とされていた、商用電源の無い場所で、記録計内部電池だけで１０ヶ月以上連続測定ができます。

入力信号

機能一覧
SDカード
転送

総合気象測定＆シンプルな操作性※：センサー・収納BOX・三脚等はオプションです

優れた動作温度範囲

LCD表示、3ボタンによる簡単操作

KADEC21シリーズは、－25～80℃まで温度環境に対応。
計測フィールドを選びません。

直感的に操作できるUP／DOWN／ENTERの3ボタンだけで簡単メニュー操作。
また、REC/STOPスイッチを操作するだけで記録開始／停止ができます。

低消費電力動作による長期電池動作を実現
TRON OSによる徹底した低消費動作化をはかり、内蔵電池のみで約300日間以上の連続測定を実現。 ※1
電池残量が、ひと目でわかる電池残量レベルメーター機能搭載。

総合気象要素を記録
風向・風速など１１種類の気象要素と電圧入力５チャンネルを同時記録可能。

気象庁検定取得可能なセンサーに対応使用するセンサーは気象庁検定取得可能なセンサーを採用していますので、必要に応じてご用命ください。
また各種センサーの記録データは気象庁の観測指針に準拠して処理しています。

ＳＤカードにデータ転送 （Cモデル）
ＳＤカードにデータ転送をでき、設置現場で簡単にデータ回収できます。
また、ＳＤカードをメモリ媒体として使用することができ長期記録によるメモリ不足の心配がありません。 ※2

Eメールで自動データ送信 （N3モデル）
Eメールによるデータ自動送信に対応。 ※3
あらかじめ設定しておいたアドレスに定期送信（10・60分・24時間間隔）でデータを自動送信します。
また、簡易警報メールを搭載しており、各Ch毎に警報値を設定、パソコンや携帯電話などに警報メールを送信可能。
※1：測定インターバルにより変動します。
※2・3：カード転送機能とEメール転送機能は同時に使用できません。ご購入時にモデルを指定してください。

■測定仕様風（ ２風（ ３要測定範囲/分解能向 入力/記録範囲素 ） 記録値

要測定範囲/分解能速 入力/記録範囲素 ） 記録値

気（ １要湿（ １要

測定範囲/分解能温入力/記録範囲素 ）
記録値
測定範囲/分解能度
入力/記録範囲素 ）
記録値

0～355° 1°
0～10KΩ 0～355° 不感帯5°
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ前10分間のﾍﾞｸﾄﾙ平均風向
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ間の最大瞬間風速時の風向
0～100m/s 0.1m/s
0～1020.4Hz 0～100.0m/s
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ前10分間の平均風速
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ間の最大瞬間風速時と発生起時-200℃～+200℃ 0.01℃
白金測温抵抗体 Pt100Ω
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ前1分間の平均値
0～100%RH 0.1%RH
0～1V 0～100%RH
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ前1分間の平均値

雨（ １要素日（ １射要素日照時（ １ 要 素気（ １要素電（ １要素

測定範囲/分解能量
入力/記録範囲）
記録値
測定範囲/分解能量
入力/記録範囲）
記録値
測定範囲/分解能間入力/記録範囲）
記録値
測定範囲/分解能
圧
入力/記録範囲）
記録値
ﾁｬﾝﾈﾙ数圧
測定範囲/分解能）
記録値

0～5000mm 0.5mm
転倒ﾏｽ方式 無電圧接点
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ間のﾊﾟﾙｽ積算値
0～2.00KW/m2 0.01KW/m2
0～10.00mV
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ間の平均値
0～ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ分 1min
2
ﾊﾞｲﾒﾀﾙ式接点 0.12KW/m で日照あり
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ間の日照時間
800～1060hPa 0.1hPa
0～5V
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ前1分間の平均値
5ﾁｬﾝﾈﾙ
0～±2V 0.1mV
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ前1分間の平均値

■本体仕様
形式
測定インターバル
メモリ
メモ機能
通信インターフェイス
表示器
操作キー
プレタイマー機能
アフタースタート機能
RTC調整機能
電池残量メーター
カード機能
対応メモリカード
記憶容量
記録形式
転送機能

Eメール機能使用電源
転送間隔
通信キャリア
通信方式
通信速度
対応SIMカード
データ送信
警報メール

使用電源

記録部消費電流記録部使用電源搭載OS
動作温度
寸法／重量

カードモデル (SD)Eメールモデル（SIM）

KADEC21-ME-C

KADEC21-ME-N3

10、20、30分 1～4、6、8、12、24時間
97,280要素（11要素で約368日分/1時間間隔）
不揮発生メモリ（バッテリバックアップ不要） メモリスクロール記録方式
メモ数:6個 文字数:16文字 取扱文字:ローマ字、カタカナ、記号USB Mini Bコネクタ ドライバは製品に添付・弊社HPからDL可能
キャラクタLCD表示器 16文字×2行
押しボタンキー3個（UP/DOWN/ENTER） スライドスイッチ1個（[REC]測定開始/[STOP]測定中断） LCD表示コントラスト調整ボリューム
記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能 設定可能範囲1～59分（初期値OFF）指定した月日時分から測定動作が開始（初期値はOFF）
タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能
内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力ＳＤ／ＭＭＣカード
最大32GBまで対応 FAT16/32
CSVファイル形式
コマンドまたは、キー操作によるデータ転送
カードへ自動データ転送
CR123A×1本 （約300回データ回収分） ※１
10、60分、24時間間隔
NTTドコモ/ KDDI / ソフトバンク※3
LTE Cat.1
上り最大5Mbps、下り最大10Mbps
標準SIM 25mm×15mm
Eメールにデータを添付送信（CSVまたはU21形式）
データ送信先最大6箇所
測定インターバルで簡易警報メールを送信（瞬時送信ではありません）
警報基準最小・最大値をチャンネル毎に設定
警報送信先最大6箇所（データ転送とは別途）内蔵電池CR123A×2本 650回送信 ※1、2
外部バッテリー（鉛シール蓄電池を推奨） ※3
約12V/6Ah鉛シール蓄電池使用時、24時間間隔送信で約1年間送信可能（送信間隔・データ数により変動）
測定時動作電流:43～96mA ／ 待機時電流:0.34mA ／ 通信動作電流:48～98mA
リチウム電池パック NRH-B06:ネジ固定方式（旧型番KDC-B06）
専用電池ホルダー用電池（CR123A×2本） ※3 ／専用ACアダプタ（DC9V） ※3
I-TRON（リアルタイムOS）採用により各機能が独立して動作-25℃～+80℃240W×160D×91H/1500g（突起物含まず）※１：電池メーカにより変化します。
※２：参考値：電波感度良好（-60dBm）、使用温度－15℃の場合※３：別途オプション■外形寸法図KADEC21-ME／-C／-N3■取り扱い代理店

91160
φ15.5160

240■お問い合わせ先

ノースワン 株式会社 https://www.north-one.net/
22〒007-0862 北海道札幌市東区伏古2条5丁目1番18号
TEL：011-214-0830 FAX：011-214-0835●このカタログ記載の仕様、デザイン等は技術改善等により、予告なく変更する場合がありますが、予めご了承ください。
●KADECは、ノースワン株式会社の登録商標です。
●製品の保守・定期点検・修理に関するお問い合わせは、お手数ですが弊社までお願いします。
●製品購入にあたっては、弊社営業担当または取扱店にご用命ください。また、設置・操作指導を依頼する場合は、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは、当社営業担当または取扱販売店にお問い合わせください。
カタログ番号：NME210303

2021年03月現在