全天候型測定データ記録装置
KADEC21シリーズ

光センサ信号変換器

KDC-P05-UP

取扱説明書

ノースワン株式会社

はじめにこのたびは、光センサ信号変換器「KDC-P05-UP」をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
光センサ信号変換器 KDC-P05-UPは、積算データを主に必要とする光センサ用に、センサの出力を平均電圧に変換して出力します。ピーク電圧も捕れるアナログ積算回路でプラスからマイナスまでの入力に対応していますので、日射センサーや光量子センサ、放射収支センサなど光関係のセンサに最適な専用変換器です。
商用電源の無い場所で使用できるようにリチウム電池も搭載できます。
特徴○プラス、マイナス電圧に対応した入力積算回路搭載○リチウム電池または外部ＤＣ電源の２電源使用できる○－２５℃から８０℃の耐環境性仕様○記録計のインターバル信号に同期して出力をコントロールします目次
１.各部名称と操作概要
２.センサの接続方法
３.積算モード「SINGLE」と「DUAL」について
４.動作モード「TEST」と「TRIG」について
５.出力信号について
６.動作電池の寿命７.機器仕様
８.概観寸法図

ご注意及びお願い※本説明書の内容の一部または、全部をノースワン株式会社の許可なく無断転載することは、禁止されています。
※本説明書の内容に関して予告なく変更することがあります。
※本説明書の内容について、ご不明な点等お気付きのことがございましたらノースワン株
式会社へご連絡ください。
※運用した結果の影響につきましては、前項に関わらず責任をおいかねますのでご了承く
ださい。
※ＫＡＤＥＣはノースワン株式会社の登録商標です。

ノースワン株式会社0 0 7 - 0 8 6 2 札幌市東区伏古２条５丁目1 - 1 8
TEL .011-214-0830 FAX .011-214-0835
URL:http://www.north-one.net/
改定日

２０１６年３月１０日

１.各部名称と操作概要
１－１.各部名称
センサ入力端子信号出力端子モード設定ジャンパー

各種センサを接続する端子です。
VOUT1から信号を出力します。VOUT2は未使用です。
「SINGLE」にするとプラス電圧のみ積算平均処理を行い「DUAL」にするとマイナス値も積算平均処理を行います。

外部同期信号入力端子

記録計等のインターバル信号を入力します。入力信号は無電圧接点入力です。
信号が入力されると、信号出力端子（VOUT1）から電圧信号を出力します。

外部電源コネクタ

動作電源を外部から供給する端子です。ＤＣ９ＶのＡＣアダプタを使用してください。

動作モードスイッチ「TRIG」側にすると外部同期信号入力端子に入力される信号に同期して間欠動作します。「TEST」側にすると１０秒平均値を連続電源スイッチで出力します。
変換器の電源を「ON」「OFF」します。

動作電池

商用電源が無い場合の動作電池を取り付けます。

センサ入力端子信号出力端子

外部電源コネクタ

DC9V

ON+-

POWER

SINGLE

TRIG
TEST

OFF

S U P E RMODE

S U P E R

DUAL

動作モードスイッチ
電源スイッチ

モード設定ジャンパー
外部同期信号入力端子

SIN
GLE

SIN
GLE

DU
AL

DU
AL

SINGLEモードで使用する場合

DUALモードで使用する場合使用するセンサーに合わせて、モード設定用のジャンパーピンを差換えてご使用下さい。
ジャンパーピンは無くさないようにご注意下さい。

１－２.操作概要（１）測定開始および終了
動作モードスイッチを設定した後、電源スイッチを「ON」にします。変換器は内部で入力信号の積算平均処理を開始します。電源スイッチを[OFF]にしますと測定終了（パワーオフ）となります。

２.センサ接続方法
センサケーブルはケーブルブッシュを通して各端子に接続します。センサの信号出力の極性に注意してください。接続後、正しく結線されているかを再度確認して下さい。
３.積算モード「SINGLE」と「DUAL」について一般的に光関連のセンサーは、日射計の様に０～１０ｍVの様なプラス値のみの信号を出力センサーと、放射収支計の様に-１０～＋１０ｍVの様なマイナス値～プラス値を出力するセンサーがあります。
変換器内部には入力信号の平均化処理を行う為に、専用のアナログ積算回路を搭載しています。このアナログ回路は使用するセンサーの出力（日射計、放射収支計等）に合わせて、切替える必要があります。
日射計の様なプラス電圧値のみ出力するセンサーは「S I N G L E 」に、放射収支計の様なマイナス電圧～プラス電圧を出力するセンサーの場合は「D U A L 」にジャンパーピンを差換えてご使用下さい。
※：変換器の入力レンジ±1 0 m V を越える出力のセンサーを接続する場合は、別途分圧器等を使用してください。

４.動作モード「TEST」と「TRIG」について

本変換器には動作モードに「TEST」と「TRIG」があります。
「TEST」側にすると、センサー入力端子に入力された電圧の１０秒平均値をVOUT1端子から出力します。この時変換器は全ての回路の電源がONして連続動作を行いますので、設置時の動作確認などに使用します。
「TRIG」側にすると外部同期信号入力端子に入力される、記録計の動作信号に同期して変換器は間欠動作します。

Ｔ１
接点ＯＮ接点ＯＦＦ

Ｔ２

Ｔ２

Ｔ２の外部同期信号は無電圧接点信号

記録計から出力するインターバル信号は、上記の図の様にします。（ただしＴ１は、１分≦Ｔ１≦６０分です。）
ここで、Ｔ１：記録計のインターバル（変換器の平均処理時間）
Ｔ２：記録計の測定期間（Ｔ１の平均値出力時間）となります。
変換器はＴ１の間、センサーから入力された電圧を専用のアナログ回路で、常時積算処理を行っています。ただし回路はアナログ回路のみが動作しており、その他の回路は待機状態にあります。
次に記録計の接点がＯＮするとＴ２の間、変換器は全ての回路の電源がＯＮされ、Ｔ１の間の平均電圧をVOUT1端子から出力します。同時にアナログ回路は次のＴ１に備えて入力信号の積算動作に入ります。したがって変換器が正しくＴ１の間の積算平均電圧を出力を開始するには、記録計が動作を開始して２回目以降の記録動作の時からになります。
記録計の接点がＯＦＦするとVOUT1端子からの出力もＯＦＦします。
この様に「TRIG」モードに設定すると変換器は間欠動作を行いますので、商用電源の無い場所でも内蔵の電池だけで光センサの平均電圧を扱うことが可能です。

５.出力信号について信号出力端子「VOUT1」からの信号は積算モードが「SINGLE」の時と「DUAL」の時で違ってきます。
「SINGLE」の場合入力信号が０～１０m V→出力信号０～１V となります。

入力電圧

出力電圧

1210.9100.80.780.660.50.440.30.220.1000510152005101520

上記の様なセンサからの信号が記録計のインターバル期間（Ｔ１）に変換器に入力された場合、入力の平均電圧は５ｍＶとなります。変換器は記録計の測定期間（Ｔ２）は0.5Ｖを出力します。
「DUAL」の場合
入力信号が－１０ｍV ～１０m V→出力信号０～１V となります。

入力電圧

出力電圧

1510.9100.80.750.60.500-551015200.40.30.2-100.10-1505101520上記の様なセンサからの信号が記録計のインターバル期間（Ｔ１）に変換器に入力された場合、入力の平均電圧は０ｍＶとなります。変換器は記録計の測定期間（Ｔ２）は0.5Ｖを出力します。
※１：インターバル期間（Ｔ１）、記録計の測定期間（Ｔ２）は４.変換器の動作モード「TEST」と「TRIG」についてを参照してください。

６.動作電池の寿命変換器に使用する動作電池の寿命は以下のように計算することができます。
ただし、リチウム電池パック（NRH-B06：電池容量2000mAh）を使用した場合で電池寿命を計算しています。
Ｔ１
接点ＯＮ接点ＯＦＦ

Ｔ２

Ｔ２

Ｔ２の外部同期信号は無電圧接点信号

上図のＴ１、Ｔ２については、４.変換器の動作モード「TEST」と「TRIG」についてを参照してください。
Ｔ１：６０分、Ｔ２：１分で動作させた場合を例に電池寿命を計算します。
Ｔ２の期間の変換器の消費電流：16ｍＡ
Ｔ２以外の変換器の消費電流 ：0.28ｍＡ
したがって記録計が１回計測動作を行う間の変換器の消費電流量は16mA×60秒／3600＋0.28mA×3540秒／3600＝0.542mAh
リチウム電池パックの電池容量は2000mAhですが、安全の為1800ｍAhとすると1800mAh／0.542mAh＝3321回よって3296回測定動作が可能です。これを日数に換算すると１日当たり24回測定動作を行いますので3321／24＝138日＝4.6ヶ月
その他の測定インターバルの場合は概ね以下のようになります。ただしＴ２の時間を６０秒とした場合です。

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ
１０分
３０分
６０分

リチウム電池パック１個
測定回数
測定日数
5831回
約40日
4477回
約93日
3321回
約138日

測定月数
約1.3ヶ月
約3.1ヶ月
約4.6ヶ月

７.機器仕様仕様
積 算 入 力 入 力 範 囲 0～10mV DC0～±10mV
測 定 範 囲 0.01mV
積 算 誤 差 ±0.2mV
積 算 方 式 アナログ積算方式
対応ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 10 、 12 、 15 、 20 、 30 、 60 分
電源 消 費 電 流 測定時動作電流:16mA
スリープ時電流:0.28mA
使 用 電 源 リチウム電池パック（NRH-B6:ネジ固定方式）
専用ACアダプタ（DC9V）
動 作 環 境 -25℃～+80℃
寸 法 ／ 重 量 175W×80D×58H/800g（突起物含まず）

８.外観寸法図

584120

φ18.9
φ15.5801631756822