UW5000 シリーズ
超音波レベル計
IM-EM138J-5

取扱説明書

6 版 2019 06 E
5 版 2013 03 OEM

東京計装株式会社目次4-6-3, 発振部設定メニュー- 51 4-6-4, トラッキング設定メニュー- 54 4-7, センサ登録- 56 4-7-1, センサ 2 台での測定- 56 4-7-2, センサ 1 台での測定に戻す- 57 5, パラメータ- 58 5-1,パラメータリスト- 58 5-2 パラメータリスト（Ver.5.78 以降） - 63 6, 保守、点検- 70 6-1, エラー表示- 70 6-2, 保守作業
- 70 6-3, トラブルシューティング- 71 -

1, 概要-41-1, 測定原理
-41-2, 音速-41-3, センサバージョン-51-4, 機器の組み立て-61-5, 外形図-72, 取扱-92-1, 機器の取り扱い-92-2, 設置環境
- 10 2-3, 不感帯- 11 2-4, センサ設置- 12 - 12 2-4-1 センサ取り付け位置
2-4-2, 障害物- 12 2-4-3, 投入口- 13 2-4-4, 容器壁- 13 2-5, 発信方向
- 13 2-6,センサ取り付け- 14 2-6-1, フランジ取り付け- 14 2-6-2, 集音ホーン- 14 2-6-3, 取り付けノズル- 15 2-6-4, ネジ込み取り付け- 15 2-7, 分離形変換器の取り付け- 16 3, 結線- 18 3-1, 電線- 18 - 18 3-2, 一体形センサの配線作業
3-3, 分離形変換器の配線作業- 19 3-4, 端子配置図- 20 - 21 3-5, 分離形センサの接続
3-6, 電源・出力結線図- 22 - 23 3-7, 接点出力の結線
3-8, 複数使用の場合- 24 3-9, 平均レベル測定の場合- 25 - 26 3-10, レベル差測定
4, 操作・設定- 27 4-1, 操作方法
- 27 4-2, パラメータの構成- 29 *1:Ver5.78 以降- 29 4-3, 測定モードでの表示- 30 4-4, パラメータの基本設定- 31 4-4-1, 出力方法
- 31 4-4-2, 出力レンジ- 31 4-4-3, ブランキング- 32 4-4-4, 表示設定
- 32 4-5, パラメータの設定例- 33 4-5-1, 出力範囲の設定方法- 33 4-5-2, 出力種類の選択方法- 34 4-5-3, 表示の変更- 35 4-5-4, 移動速度の変更方法- 36 4-5-5, 模擬出力（シュミレーション）の方法.........................................................- 40 4-6, パラメータの内容説明- 41 4-6-1, クイックセットアップ- 41 4-6-2, 出力設定メニュー- 46 UW5000 取扱説明書-1-

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社● 本書の表記上のルール
安全に関する表記
本書では、安全に関する注意事項を次の表示によって区分しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、本装置の破損および付帯設備等における物的損害の発生が想定される内容を示します。

一般情報に関する表記
本書では一般情報に関する注意事項を次の表示によって区分しています。
この表示は製品の取り扱い上、必要不可欠な操作や情報を示しています。
この表示は本製品を安全・快適に使うために是非理解して欲しい内容を示しています。
(→項目)：注意事項とは別に参照していただきたい項目がある場合に表示します。

●使用上の注意
一般的注意事項
本製品は工業用計器として最善の品質管理のもとに製造、調整、検査を行い納入いたしております。みだりに改造や変更を行うと本来の性能を発揮できないばかりか、不適合や事故の原因となります。改造や変更は行わ
ないでください。改造や変更の必要がある場合は当社までご連絡ください。
納入仕様書に記載された仕様、圧力、温度の範囲内での使用を厳守してください。この範囲を越えた条件での使用は故障、破損の原因となります。
運搬、保管の際に破損、故障のないよう、また水、ゴミ、砂などの混入がないようにご注意ください。
本製品は工業計器としての用途のみに使用し、その他の用途には使用しないでください。
センサは、強力な音波を発します。センサを人体や動物に向けて電源を入れないようにしてください。音波が人体などに向けられると、鼓膜の損傷を起こすことや、気分が悪くなることがあります。特に容器内に人が立ち入る場合は、電源が切られていることをご確認願います。

材質について
本製品の材質については納入仕様書に記載されています。当社でも、お客様の仕様をお伺いし最適な材質選定に努めておりますが、混入物が含まれる場合もあり、万全でないこともあります。最終的な耐食性、適合性のご確認はお客様の責任でお願いします。

計量単位
本製品では法定計量単位以外の長さや体積単位(US Gal など)が組み込まれており、設定により表示されます。
日本国内では、これらの法定計量単位以外の単位は計量に使用しないでください。

保守、点検について
本製品を保守、点検などのためにプロセスから取り外す際は、測定対象物の計器内への残留に注意してください。測定対象物に腐食性や毒性がある場合は作業者に危険がおよびます。
本製品の保守、点検については使用条件などによりその周期、内容が異なります。取扱説明書参照するか、お客様が実際の運転状況を確認してご判断願います。

制御の安全性について
本製品は工業計器として最善の品質管理のもとに製造、調査、検査を行い納入いたしておりますが、各種の原因で不測の故障が発生する可能性もあります。安全上の重大な問題が発生する可能性のあるプロセスコン
トロールなどにおいて本製品を使用する場合は、万一に備えて本製品に加えて同様な機能を果たす機器を併設し、二重化を行うことにより一層の安全性を確保してください。
IM-EM138 J-5-2-

UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社■ 受入および保管について
1）受 入
本品は次の内容にて納入されます。
・超音波レベル計（一体形） または 超音波レベル計 （分離形変換器＋分離形センサ）
・設定データシート（1 枚）・取扱説明書（1 冊）
製品受領後ご注文内容に合わせて、内容・数量をご確認ください。
万一、内容の相違や不足のあった場合はお買い求め先へご連絡ください。
分離形センサにはケーブル（6m:標準）が接続されています。延長が必要な場合、接続用のジャンクションボックスおよび延長ケーブルはお客様にてご用意ください。
2）保 管
本品を保管する場合は、以下に示す条件の場所に保管してください。
・雨や水のかからない場所
・温度が－40～＋80℃、湿度が 80%RH 以下の風通しのよい場所（結露しないこと）
・振動の少ない場所
・腐食性ガスのない場所

UW5000 取扱説明書-3-

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

1, 概要
1-1, 測定原理
UW5000 シリーズは大出力の超音波パルスをセンサ発信部から打ち出します。超音波パルスは約 340m/sec のスピードで気体中を伝搬していき、液面や粉面などで反射します。
反射した超音波パルスは再びセンサ発信部で受信されます。超音波パルスが発信されてから受信されるまでの時間をカウントすることによりセンサから測定物の表面までの距離を演算することができます。
距離の値は音波の伝搬スピード（V=331.6+0.61t m/s＝空気中）から演算されますが、音速は温度により左右されるため、超音波センサの発信部には温度素子が内蔵され、センサ周囲温度を元に音速補正をおこなっています。
受信した信号にはノイズ成分や障害物からの信号も含まれていますが新開発のソフトで障害信号を強力に除去し、正しく反射面までの距離を検出しています。検出された反射面までの距離はそのまま空間距離としてDC4～20mAの電流信号として出力されるか、設定されたゼロ点位置よりのレベル高さとして出力されます。
リレー接点を備えた機器では設定したレベルで接点信号を出力します。

1-2, 音速
超音波レベル計は、媒体の音速により測定値が変わります。使用条件により音速の設定が必要な場合があります。
気体別による音速補正は気体の濃度が一定な場合に可能です。
主要な気体における音速は、下表をご参照願います。
ガス
乾燥空気
アンモニア
アルゴン
二酸化炭素 (炭酸ガス)
一酸化炭素
塩素ガス
重水素（D2）エタン (10ºC)
エチレン
ヘリウム
水素
臭化水素
塩化水素
ヨウ化水素
硫化水素

IM-EM138 J-5

m／秒
331
415
308
259
338
206
890
308
317
965
1284
200
206
157
289

ガス
石炭ガス
メタン
ネオン
酸化窒素 (10ºC)
窒素
一酸化二窒素(笑気ｶﾞｽ)
酸素
二酸化硫黄
アセトン
ベンゼン
四塩化炭素
クロロフォルム
エタノール
エチルエーテル

-4-

m／秒
453
430
435
324
334
263
316
213
230
202
145
171
269
206

UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社

1-3, センサバージョン
UW5000 は一体形および分離形があります。分離形は分離形センサと分離形変換器を組み合わせて使用します。
また、測定レンジ、測定対象物により表のようなセンサが用意してあります。
センサの取り付けはねじ込みおよびフランジ取り付けを選択することができます。
ショートレンジセンセンサのねじ込み接続、集音ホーン無しでの設置が可能ですが、障害反射防止の為集音ホーンの御使用をお勧めします。

測定レンジ
発信周波数
形

式

不感帯
放射角度

ショートレンジセンサ ミドルレンジセンサ
5m
10m
20m
30m
液体
5m
10m
20m
粉粒体
――――
50KHz
30Khz
20KHz
15KHz
一体形（AC 電源タイプ） UW5105 UW5110 UW5120 UW5130
一体形（2 線伝送タイプ UW5205 UW5210 UW5220 UW5230
UWS505 UWS510 UWS520 UWS530
分離形
Min0.3m Min.0.4m Min.0.6m Min.0.8m
集音ホーン無し
7.5°
7.5°―――― ――――
集音ホーン付
4°6°
6°
6°

ロングレンジセンサ
50m
60m
50m
60m
10KHz
5KHz
UW5150 UW5160
UW5250 UW5260
UW550
UWS560Min.1.5m Min.2.0m―――― ――――
6°
6°

接続
フランジ
接続
フランジ
集音ホーン

発信面

発信面

分離形センサ
ねじ込み接続集音ホーン

分離形センサ
フランジ接続一体形センサ
ねじ込み接続一体形センサ
フランジ接続分離形変換器UW5000 取扱説明書-5-

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

1-4, 機器の組み立て
センサは接続フランジ、集音ホーンが分解された状態で納入された場合以下の組み立て要領に従い、組み立ててから設置を行ってください。
センサは発信部、ロックリング、接続フランジ、集音ホーン、アングルフランジ（必要時）の各部品から構成されています。
アングルフランジは粉粒体などの安息角を生じる物質の測定の際に使用します。
①発信部
超音波の発信、受信を行っています。
②ロックリング
発信部とフランジの間にねじ込み、発信部のねじ込みが緩むのを防止します。
③接続フランジ
集音ホーンと発信部を取り付け、プロセス側のフランジと接続します。
④アングルフランジ
センサの発信方向を垂直下向きから傾ける時に使用します。

①発信部②ロックリング⑤集音ホーン
超音波の発信時に指向性を高め、サイドローブの発生を抑えます。

組み立て手順a) ①の発信部に②のロックリングをねじ込み、一番上まで上げておきます。
b) ③のフランジに⑤の集音ホーンを止まるまでねじ込みます。
このとき集音ホーン部を変形させないように注意してください。
c) ①の発信部を⑤の集音ホーンのねじに④のフランジをはさんだ状態で止まるまでねじ込みます。

③接続
フランジ

④アングル
フランジ

⑤集音ホーンd) ②のロックリングを下に下げ固定します。
e) ④のアングルフランジを使用する場合は③の接続フランジと相手のプロセス側のフランジの間に入れます。
f) ③の接続フランジをプロセスフランジに乗せ、固定します。

ねじ部は樹脂製ですので工具等を使用して過大な力をかけたり、無理やりねじ込まないようにしてください。

アングルフランジを使用する場合は機器側のフランジとプロセスフランジの間に挟みこんで使用してください。

IM-EM138 J-5-6-UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社

1-5, 外形図
分離センサ

UWS505/510
センサ形式
UWS505
UWS510
UWS520
UWS530UWS550UWS560

接続口径
100A
100A
100A
250A
250A
250A

A
φ98
φ98
φ98
φ235
φ235
φ235

UWS520/530/550/560
寸法
B
265
265
270
450
420
460

C
410
485
537
795
845
1170

質量
6m ケーブル付
約 1.6kg
約 1.6kg
約 3.1kg
約 8.1kg
約 10.1kg
約 13.1kg

一体形センサUW5X05/5X10
センサ形式
UW5X05UW5X10UW5X20UW5X30UW5X50UW5X60UW5000 取扱説明書

接続口径
100A
100A
100A
250A
250A
250A

A
φ98
φ98
φ98
φ235
φ235
φ235

UW5X20/5X30/5X50/5X60

寸法
B
265
265
270
450
420
460

-7-

質量
C
525
525
650
900
950
1270

約 1.5kg
約 1.5kg
約 3.0kg
約 8.0kg
約 10.0kg
約 13.0kg

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

分離形変換器[SOUNDMAX ハウジング]

配線接続口（ハウジング下側）
16mm X 1 個
20mm X 3 個[SULTAN ハウジング]

配線接続口（ハウジング下側）
16mm X 1 個
20mm X 4 個

2-固定用孔2-固定用ネジ孔

変換器質量：約 1kg
IM-EM138 J-5-8-UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社

2, 取扱
2-1, 機器の取り扱い
・センサは落としたり、衝撃を与えないようにしてください。
特に発信面に衝撃を与えると正常に動作しなくなる場合があります。
・分離形センサの専用ケーブルを持ってセンサを持ち上げたり、無理やり引っぱらないようにしてください。
・センサを組み立てる場合は工具等を使用して発信部に過大な力をかけてねじ込まないようにしてください。
発信部をねじ込むときは手でねじ込むようにしてください。
ケーブルを引っ張らない

衝撃を与えない内部に付着のないように・変換器の蓋を開けた状態で水を掛けないようにしてください。
・押しボタンを尖った物で押さないでください

蓋を開けた状態で水をかけない押しボタンは尖った物で押さないUW5000 取扱説明書-9-

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

2-2, 設置環境
・日光の当たらない場所を選んで取り付けてください。必要に応じ適宜日除けを設置してください。
周囲の温度範囲（－20～＋60℃）を超えない場所を選んでください。
・周囲に大電流・高圧ケーブル、モータやモータ起動装置、サイリスタ、速度調整器などの強力な電磁ノイズを発す
る機器・装置がない場所に取り付けてください。
・回転器やミルなどの過大な振動が発生する場所への取り付けは避けてください。万一、振動が激しい場所へ取り付ける場合は、振動吸収ゴムなどを使用して振動を除いてください。
専用の取り付けフランジを必ず使用してください。
・分離形の変換器は、出来るだけ直射日光、振動、ノイズ、粉塵の多い場所を避け、仕様温度内でご使用ください。
変換器は、壁面またはパイプに取り付けます。
直射日光
防振ゴム

日除け

振動

振動、直射日光なし

IM-EM138 J-5- 10 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社

2-3, 不感帯
UW5000 はセンサにより測定範囲に応じて音波発振面から検出不能な範囲（不感帯）があります。センサの取り付位置は最高レベルに不感帯長さを足した位置以上にしてください。(センサごとの不感帯は、別表をご参照願います。)
不感帯は、センサ振動面からの距離になります。（フランジ取り付けの場合や、集音ホーン使用の場合振動面の位置に注意
してください。）
表面に泡や波立ちがある場合、粉塵の激しい場合、蒸気の多い場合、結露が予想される場合など測定条件により、不感帯長さを別表の 1.5 倍以上考慮してください。
センサ周辺に障害物があると不感帯を長く設定する必要がある場合があります。

不感帯

上限レベル

不感帯

ご使用のセンサの測定レンジと不感帯をご確認願います。
レンジ分類
ショートレンジセンサ
ミドルレンジセンサ
一体形
UW5□05UW5□10UW5□20UW5□30
分離形センサUWS505
UWS510
UWS520
UWS53020m (液体)30m (液体)
測定範囲
5 m (液体)10m (液体)10m(粉粒体) 20m(粉粒体)
不感帯（最小値）
0.30 m0.40 m0.60 m
0.8 m

UW5000 取扱説明書- 11 -

ロングレンジセンサ
UW5□50UW5□60UWS550UWS56050 m (液体, 60 m (液体,
粉粒体)
粉粒体)
1.5 m
2.0 m

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

2-4, センサ設置
2-4-1 センサ取り付け位置
センサ取り付け位置の選定は、きちんとした測定のために最も重要な点です。
センサ取り付け位置の選定に当たっては、下記の点にご留意願います。
センサの取り付け位置は容器の中心部を避け容器壁から容器の半径 1/3 の位置付近へ取り付けてください。
横枕タンクへ取り付けの場合はタンク中心線よりタンク半径の 1/3 ～1/4 ずらして取り付けてください。
センサは、横枕タンクの鏡板から遠ざけタンクの軸方向中央付近に取り付ける様にして下さい。

容器中心部に取り付けると、多重反射によりレベル測定が正確に行えなくなる場合があります。

2-4-2, 障害物
超音波の放射範囲内に容器内への投入物が直接入る場所を避け、攪拌器、はしご、タンク梁などの障害物が超音波放射範囲内に入らない位置に取り付けてください。

攪拌翼と容器壁の中央に設置
容器に攪拌器などがある場合、攪拌翼端と容器壁の間に発信部が位置するように取り付けてください。

IM-EM138 J-5- 12 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社

2-4-3, 投入口
特に容器上部から投入の場合、投入口と容器壁の容器壁寄り 1/3 程度に位置に取り付けることをお勧めします。

2-4-4, 容器壁
容器壁が平滑な場合は、超音波放射域に容器壁が入る位置への取り付けも可能です。
その場合でも最低 200mm は容器壁から離して取り付けるようにしてください。
溶接部などの凹凸が大きい場合には放射範囲内に容器壁が入らないように取り付けてください。

2-5, 発信方向
液体測定の場合、発信部を垂直下向き方向に取り付けてください。
粉粒体などの安息角度の発生する物質の測定の場合、安息角に応じて発信部を傾けて取り付けることが、超音波の反射信号の受信効率をあげ、測定に対し効果的な場合があります。
アングルフランジを使用してセンサに傾きを付けることが可能です。

UW5000 取扱説明書- 13 -

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

2-6,センサ取り付け
2-6-1, フランジ取り付け
センサは、取り付けノズルから測定対象物表面が目視できる位置に取り付けてください。
ショートレンジセンサは、ソケットにねじ込むかフランジで取り付けます。
ミドルレンジセンサ・ロングレンジセンサはフランジで取り付けるかセンサ頭部のニップルで取り付けます。
分離形センサ頭部ニップルを用いて取り付ける場合、取り付け板は 6mm 以上の厚さとしてください。ねじを締め付けすぎないようご注意願います。また脱落防止のため、ロックナットを使用するな
どのゆるみ止め対策を講じてください。
天板に直接取り付け

2-6-2, 集音ホーン
打出し音の拡散と効率よい集音のために、集音ホーンのご使用をお勧めします。
ミドルレンジ、ロングレンジセンサ使用の場合、集音ホーンを必ずご使用願います。集音ホーンを使用する場合、ホーン先端が少なくとも 50ｍｍ容器内に突き出るようにしてください。
集音ホーンを使用しないと周辺からの反射信号が増え、不感帯を長く設定する必要が発生する場合があります。

IM-EM138 J-5- 14 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社

2-6-3, 取り付けノズル
取り付けノズルは、発信面や集音ホーン下端が容器内に 50mm 以上突出すような長さにしてください。

2-6-4, ネジ込み取り付け
センサをネジ込み接続とする場合は、
センサ発信部の先端は必ず50mm 以上容器内に突き出るように取り付けてください。
発信部の先端がタンクノズル、パイプの内部に入ってしまうような取り付けは絶対に避けてください。
センサの取り付け部周辺に反射の対象となるような物がある位置へは設置しないでください。
反射対象物が近くにある場合は集音ホーン付とすることを推奨いたします。
薄板にねじ込みで取り付ける場合、センサの発信振動が接続部にもれないように厚さ 6mm 以上の板へ取り付け、センサと取り付け板の間にはゴムなどの防振材を入れてください。

間に防振材を入れる
容器天板

Min 20mm

UW5000 取扱説明書- 15 -

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

2-7, 分離形変換器の取り付け
分離形の変換器は、出来るだけ直射日光、振動、ノイズ、粉塵の多い場所を避け、仕様温度内でご使用願います。変換器は、
壁面またはパイプに取り付けます。DIN レールに取り付ける場合は DIN レール取り付け用フックを別途ご注文願います。

壁掛けフック
(背面)

DIN レール
DIN レール使用の場合この位置にフックを付加

1, 分離形変換器の背面にある壁掛け用フック穴にネジ頭部を引っ掛け位置決めをしてください。
2, 端子部カバーを開け左右 2 箇所の長穴を利用して、ネジなどで固定してください。

パイプ取り付けの場合、右図のようなプレートをご用意願います。
UWC500UWC500 取り付け用
ボルト（丸小ねじ M4）
112mm

150mm

UWC500 取り付け用
ボルト穴（M4 ボルトを使用）

ご使用のパイプと U-ボルトに合わせてください 4 箇所

IM-EM138 J-5- 16 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社[SULTAN ハウジング] の場合

2-固定用孔

124

DIN レール取付け用フック
DIN レール取付け

102-固定用長孔

1, 分離形変換器の上側の孔及び下側の長孔を利用して M4～5 のビスなどで固定してください。

パイプ取り付けの場合、右図のようなプレートをご用意願います。

147mm
UWC500UWC500 取り付け用
ボルト（丸小ねじ M4～5）
129mm
UWC500 取り付け用
ボルト穴（M4 ボルトを使用）

158mm

ご使用のパイプと U-ボルトに合わせてください 4 箇所

UW5000 取扱説明書- 17 -

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

3, 結線
SOUNDMAX UW5000 シリーズの結線は、一体形の場合はセンサハウジングを開けて、分離形の場合は変換器下部、端子箱の蓋を開けて各々の端子で行います。

3-1, 電線UW5000 は、プッシュインタイプのスプリング端子を使用しています。端子には裸線あるいは半田などの端末処理をしたケーブルをそのまま差し込んで結線を行うことが出来ます。
（結線時、電線が入りにくい場合はボタンを押して配線を行ってください。
）
分離形の SULTAN ハウジングはビス止めの端子になります。小型のマイナスドライバーを使用し、ビスを緩めケーブルを挿入後ビスを締めてください。
単線や圧着端子を使用すると配線が抜けやすくなるので使用しないようにしてください。
ケーブルの取外しは、小型マイナスドライバーでボタンを押して行います。使用するケーブルは 0.5mm2～1.5mm2 のケーブルを使用してください。
ケーブルの先端は約 9mm 被覆をはがして端子に挿入してください。
ケーブルは端子部に無理やり挿入しないようにしてください。端子部の破損する場合があります。
9mm

0.5～1.5mm2

3-2, 一体形センサの配線作業
一体形場合、ケーブルはハウジング背後から引き込みます。
ケーブルグランドをキッチリ締めてください。

ケーブルグランド

一体形の場合端子台は、ハウジングカバーを開け、端子カバーを開けた中にあります。配線作業の簡便のためハウジングカ
バーは、およそ 270 度開放することが出来ます。

ヒンジ部をはずすと 270 度開放します。配線後、ヒンジ部をカチッと音がするまではめ込んでください。
配線作業後、ケーブルグランドがキッチリ締まっていること、ハウジングカバーがきちんとねじ止めされていることをご確認願います。特に屋外でご使用の場合、ケーブルグランドおよびハウジングカバーがきちんと締められていないと、雨水等の浸入により機器を破損することがあります。

IM-EM138 J-5- 18 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社

3-3, 分離形変換器の配線作業
分離形変換器は、ケーブルグランドあるいは配線用ソケットを付属せずに出荷されます。変換器底部にある電線引き込部(配線口)を開けてケーブルグランドやソケットを取り付けてください。
分離形変換器の配線口加工（配線口穴あけ）には細心の注意を払い、端子やプリント板を損傷しないようにしてください。

(SULTAN ハウジングの場合)

配線接続口
1×16mm 、4×20mm

配線口の穴加工の際は内部基板を傷つけないように注意してください。
また切り口で手を切らないように注意してください。

UW5000 取扱説明書- 19 -

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

3-4, 端子配置図
UW5000 シリーズの結線は、一体形の場合電源と出力の接続を行います。
分離形の場合はセンサと変換器も接続してください。

結線前に、電源仕様を良く確認し間違いのないようにしてください。特に AC 電源の場合、事故防止のためグラウンド(アース)の接続を行うことをお勧めします。
一体形センサ、２線式（UW5200）（2 線伝送式）
センサ端子配置図

分離形 2線式 （UWC520）（2線伝送式）
変換器端子配置図

一体形センサ、3・4 線式（UW5100）（AC・DC 電源タイプ）
センサ端子配置図

分離形 3・4 線式変換器（UWC 510）
（AC・DC電源タイプ）
変換器端子配置図

配線後、電線を軽く引っ張り確実に結線されていることを確認してください。

IM-EM138 J-5- 20 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社

3-5, 分離形センサの接続

分離形変換器端子延長ケーブルは、2×ツイストペア個別・一括シールドタイプを御使用ください。

延長ケーブルの黒（電源－）とシールドを合わせて
BLK 端子に接続してください。

端子マーク
RED
BLK
BLU
WHT

UW5000 取扱説明書

分離形センサリード線色
赤
黒（黒＋シールド）
青白ケーブル延長の場合
赤黒青白- 21 -

ケーブルシールド

機能
電源＋
電源－
通信
通信

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

3-6, 電源・出力結線図■ 2 線伝送の場合
2 線伝送式（DC24 V、4 ～20mA ）機器の場合右図のように結線してください。
接続ケーブルはシールド線を用い、シールドは電源側で（－）ラインに接続してください。
電源は、DC 12～30Vの範囲でご使用願います。
（UW5000 シリーズの消費電力は最少DC9V 3.8 mAです。電源電圧によって接続できる最大負荷抵抗が変わります。 結線図の例は、DC24Vを使用した場合です。
）

ループ電源/出力の結線

UW5000 端子■ DC電源の場合
DC電源をご使用の場合、3線式あるいは4線式の接続を行うことが出来ます。
3線式では、負荷を（＋）側に接続するか、（－）側に接続するかで結線が異なります。
接続ケーブルはシールド線を用い、シールドは機器側で（－）ラインに接続してください。
4線式場合は、AC電源と同様の結線となります。

DC 電源 3 線式の場合：電源・アナログ出力の結線

負荷（路線抵抗を含む）

負荷（路線抵抗を含む）
UW5000 端子

IM-EM138 J-5- 22 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社■ AC電源の場合
AC 電源でご使用の場合、右図のように結線してください。
この場合、出力の最大負荷は270Ωとなります。
出力の接続ケーブルはシールド線を用い、シールドは機器側でグラウンド(アース)に接続
してください。

4線式で使用の場合：電源･アナログ出力の結線
UW5000 端子

DC電源で4線式の場合も同様に結線します。

負荷（路線抵抗を含む）

Max 270Ω

3-7, 接点出力の結線接点出力をご使用の場合、UW5000 の NC / COM / NO 端子に接続してください。接点は、警報時に励磁(EN)又は解磁(DEN)あるいはフェールセーフ（FS:機器に異常が発生した場合接点動作）のいずれかの動作を選択できます。
接点を使用しない場合はリレーを動作させない(OFF)ようにも設定できます。詳しくは、調整の項目をご参照願います。

接点は定格（Max. 0.5A, AC240V）以内でご使用願います。

EN

DEN

NC COM NO

NC COM NO

消灯

点灯

リレー動作

FS；エラーなし

FS：エラー発生

NC COM NO

NC COM NO

OFF

Ｌ1
Ｌ2
LED

点灯

消灯

NC COM NO

消灯

Ｌ1
Ｌ2
NC COM NO

LED

NC COM NO

点灯

消灯

NC COM NO

NC COM NO

消灯

消灯

NC COM NO

点灯

NC COM NO

消灯

NC COM NO

消灯

電源断
LED

UW5000 取扱説明書

NC COM NO

消灯- 23 -NC COM NO

消灯

NC COM NO

消灯

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

3-8, 複数使用の場合
ひとつの容器内に複数の UW5000 を設置すると、相互干渉を発生させ誤動作となってしまうため、発信周期をコントロール
するために複数の機器の間をケーブルで接続します。
①接続する機器のすべてのグランドまたは DC 電源（DC IN） の（－）端子を接続します。
UW5000 ITEM 1

UW5000 ITEM 2

UW5000 ITEM 3②変換器内のリレー１(RELAY1)の（COM）とコミュニケーション端子（COMMS）の(Test)
を接続します。
③接続する変換器のすべてのリレー１(RELAY1)の（NO）端子を接続します。
UW5000 ITEM 1

UW5000 ITEM 2

UW5000 ITEM 3④リレー1 の動作設定（Rly Mode）を”FS(フェールセーフ)”に設定します。
リレーを他の接点出力として使用している場合は、他のリレーを同様に使用することができます。

IM-EM138 J-5- 24 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社

3-9, 平均レベル測定の場合
1 台の変換器に 2 台のセンサを接続して各レベルの平均値を測定する場合はジョイントボックスを用意し、各々のセンサのケーブルをジョイントボックスで接続します。
ジョイントボックスから変換器間は 4 心のシールドケーブルを使用します。

ジョイント
ボックス
UWC500
AMP センサ 2
センサ 1
センサ 1

UW5000 取扱説明書

センサ 2- 25 -

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

3-10, レベル差測定
1 台の変換器に 2 台のセンサを接続して各レベルの差を測定する場合はジョイントボックスを用意し、各々のセンサのケー
ブルをジョイントボックスで接続します。
ジョイントボックスから変換器間は 4 心のシールドケーブルを使用します。
ジョイント
ボックス
UWC500
AMP センサ 1
センサ 2

Hi Level 2

上流側

Hi Level 1

下流側
Low Level 2
Low Level 1

IM-EM138 J-5- 26 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社

4, 操作・設定
4-1, 操作方法
UW5000 の設定は、機器の表示と操作キーで行います。
操作の方法は、機器の形状・測定範囲にかかわらず一体形も分離形変換器も同一です。
操作キーは 4 個有り各々矢印で識別してあります。
端子部カバー[SOUNDMAX]画面の場合

リレー動作表示表示部

SOUNDMAX

UW5000 series
RELAY1②

Space
1.234m③

RELAY1RELAY2RELAY3

RELAY4RELAY2①

SOUNDMAX④

Space
1.234m

表示部

UW5000 series

RELAY5③②①④

リレー動作表示
分離形変換器操作、表示部

一体形センサ操作、表示部

・表示部
表示モード時は測定値およびその種類を表示しています。[上キー]、[下キー]を使用して測定状態を表示させる事もできます。
設定モード時はパラメータの表示となり、パラメータの確認、変更ができます。

・キー操作
キー操作は、通常の押釦（ワンプッシュ）操作（瞬時押す）と長押し（押したまま 1 秒程度保持）、連続押し(押したまま保持)の 3 操作があります。連続押しは、スクロール機能により逐次表示内容が変更されることがあります。
各キーの操作は次のようになっています。

表示モード
①

[右キー]

②

[上キー]

③

[下キー]

④

[エンターキー]

設定モード
表示モード
設定モード
表示モード
設定モード
表示モード
設定モード

長押しで表示モードから設定モードに切り替え
パラメータの表示、入力の切り替え、設定値の保存、下の階層への移動
表示値項目の切り替え
設定メニューの前項に移動、数値の増加、選択項目の移動
表示値項目の切り替え
設定メニューの次項に移動、数値の減少、選択項目の移動
測定状態表示から測定値表示に戻る
設定値の決定、上の階層への移動
表示モードに戻る

UW5000 は設定モードに入るためのコード（Code）を設定することができます。
工場出荷時のコード設定は”0”になっています。設定変更後は設定したコードを入力が必要になります。

UW5000 取扱説明書- 27 -

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社[SULTAN]画面の場合
端子部カバー
リレー動作表示表示部

SULTAN 234
RELAY1②

Space
1.234m③

RELAY1RELAY2RELAY3

RELAY4RELAY2CAL①

SULTAN234

RUN

④

Space
1.234m

表示部
RELAY5

③

②

CAL

RUN

①

④

リレー動作表示
分離形変換器操作、表示部

一体形センサ操作、表示部

表示モード
①

CAL

[CAL キー]

設定モード
表示モード

②

[上キー]

③

[下キー]

④

[RUNーキー]

設定モード
表示モード

IM-EM138 J-5

RUN

設定モード
表示モード
設定モード

長押しで表示モードから設定モードに切り替え
パラメータの表示、入力の切り替え、設定値の保存、下の階層への移動
表示値項目の切り替え
設定メニューの前項に移動、数値の増加、選択項目の移動
表示値項目の切り替え
設定メニューの次項に移動、数値の減少、選択項目の移動
測定状態表示から測定値表示に戻る
設定値の決定、上の階層への移動
表示モードに戻る- 28 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社

4-2, パラメータの構成

又は CAL又は CAL

Space
4.000m

UnLockQuickSet

又は CAL

0
又は RUN又は RUN

表示モード

長さ単位、
最小レベル、最大レベル
レベル上昇率、レベル下降
率、表示選択 等

又は RUN

設定モード

OutputAd

又は CAL

レベル下降平均、出力選択、
又は RUN又は CAL

Lock コード”0”でTx Setup(Advanced *1)

操作可能

レベル上昇平均、
模擬出力 等ゲイン高さ、
ゲインステップ、距離ステッ
プ

又は RUN

スレッシュホールドブランキング、エンプティ距
離等

Lock コード”195”
で操作可能

Tracking

又は CAL

リカバー、ウィンドウ
コンファーム、ホールド数
等

又は RUN

Lock コード”196”で操作可能

Factory

又は CAL

スロープ、ゲイン 1、
ゲイン 2

又は RUN

最大ゲイン 等

QuickSet*1:Ver5.78 以降

パラメータの設定には数値の入力、設定内容の選択の２種類があります。
どちらも[上キー]、[下キー]を使用して数値の変更、設定内容の選択を行います。
数値の入力の場合、キーを押し続けるとスクロールしていきます。
パラメータの決定、入力は内容設後、(Quick Set),(Output Ad)については[エンターキー又は RUN キー] で決定、(Tx setup(Advances)),(Tracking),(Factry)については[右キー又は CAL キー]、[エンターキー又は RUN キー] の順番で押して決定します。

UW5000 取扱説明書- 29 -

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

4-3, 測定モードでの表示
SOUNDMAX UW5000 の表示は、2 行 8 文字の LCD です。
表示内容は、

キー押すと下記のような内容になります。
メイン表示

Material

レベル表示の場合”Material”
アレージ表示は”Space”となります。
“Normal”表示は信号が閾値以Normal上になっている場合
閾値未満の場合は“Recover”と表示されますW 2.4W 2.0

T: 23.3CN:

1.9%

測定ウィンドウの終了位置

左下から続き測定ウィンドウの開始位置

S: 1.21V

センサ振動面の温度

E:（内蔵温度センサ）

1.0

エコー信号強度（電圧）

エコーの相対サイズ

ノイズの割合メイン表示へ戻る

R: 6.4%

G: 37.6%

信号の閾値以上にしたゲイン
リカバーの割合

現信号の増幅度（ゲイン）

右へ続く

IM-EM138 J-5- 30 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社

4-4, パラメータの基本設定
Sound Max をご使用いただくに当たって以下の出力種類、出力レンジなどの基本設定を必ず最初に実施してからご使用ください。

4-4-1, 出力方法
下の図のようにセンサに近い位置、遠い位置のそれぞれどちらを 4mA 出力、20mA 出力にするか選択します。
出力方法の設定は設定モード＞Ootput Ad >Analog(出力選択)で設定します。
4mA-20mA ：センサより遠い位置を 4mA、近い位置を 20mA 出力位置として設定します。
（レベル出力）20mA-4mA ：センサに近い位置を 4mA、遠い位置を 20mA 出力位置として設定します。
（空間出力）

出力選択 ”Analog”“4mA - 20mA“選択の場

出力選択 ”Analog”“20mA - 4mA“選択の場最大レベル”Hi Level”

最大レベル”Hi Level”

20mA 出力

4mA 出力
最小レベル”Lo Level”

最小レベル”Lo Level”

4mA 出力20mA 出力

4-4-2, 出力レンジ
電流出力の出力範囲をパラメータの最小レベル” Lo Level ”と最大レベル ”Hi Level” で設定します。
最小レベル” Lo Level ”にはセンサより遠い位置までの長さを入力します。
最大レベル”Hi Level”にはセンサに近い位置までの長さを入力します。
ここで設定した 2 点間が電流出力レンジとなります。
最大レベル＜最小レベルとなるように入力し、最大レベル＞最小レベルとなる入力はできません。
最小レベルはエンプティ距離に入力した数値より大きい数値は入力できません。
設定モード＞Quick Set >Lo Level,
設定モード＞Quick Set >Hi Level で設定します。
Lo Level ：4mA を出力する位置のセンサ基準面からの距離を設定
Hi Level ：20mA を出力する位置のセンサ基準面からの距離を設定

UW5000 取扱説明書- 31 -

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

4-4-3, ブランキング
ブランキングはセンサ付近のノズルなどからの障害反射信号を削除する範囲を設定します。
ブランキングはセンサの基準面からの距離を設定します。
障害反射信号をなるべく検出しないようにするため、ブランキングはなるべく長く設定します。
また、各センサには不感帯がありますが、ブランキングは不感帯より短く設定しないでください。
ブランキングは設定モード＞Tx Set Up>Blanking で設定します。

最大レべル”Hi Level”

ブランキング“Blanking”
最小レベル“Lo Level”
4mA または 20mA
出力位置

エンプティ距離“EmptDist”

20mA または 4mA
出力位置

ブランキングは測定レンジ内に設定することもできますが、ブランキングに設定した範囲は反射信号があっても検出されないため、測定したい位置がブランキング内に入ってしまうと正しいレベル測定ができなくなるので注意してください。

4-4-4, 表示設定
表示部の表示の内容を設定します。
設定モード＞Quick Set Up >DispMode（表示選択） で設定します。
Material
Space
Material%
Flow
Volume: レベル表示（m Cm などの設定単位）: 空間表示（m Cm などの設定単位）: レベルを出力レンジ相当の％値で表示:: 流量表示（あらかじめテーブル入力が必要）: 容量表示（あらかじめテーブル入力が必要）

IM-EM138 J-5- 32 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社

4-5, パラメータの設定例
注：SULTAN 画面の場合[右キー]は[CAL キー]
は[エンターキー]は[RUN キー]

Space
4.000m4-5-1, 出力範囲の設定方法

UnLock↑↓edit又は CAL

通常の表示モード時から[右キー] を長押しすると“↑↓edid ”が一瞬点滅し”UnLock”の表示になります。

長押 2 秒

UnLock0

又は CAL[右キー]を押すと”QuickSet”の表示となり設定モードになります。

↑↓editが点滅

QuickSet
又は CAL[右キー]を押して”Unit ”の表示にします。

Unit
Metres[下キー]を押して”Lo Level”の表示にします。

Lo Level
4.000m[右キー]を押すと”↑↓edid”が一瞬点滅し、数値が変更できる状態になります。

Lo Level↑↓edit又は CALLo Level
4.000mLo Level
4.500m数値を増やす場合は[上キー]、減らす場合は[下キー]を押します。

↑↓editが点滅

Lo Level
3.700m又は RUN[エンターキー]を押すと変更が決定され表示が”Hi Level”になります。

Hi Level
0.500mHi Level↑↓edit又は CAL[右キー]を押すと”↑↓edid” が一瞬点滅し、数値が変更できる状態になります。

Hi Level
0.500mHi Level0.700m数値を増やす場合は[上キー]、減らす場合は[下キー]を押します。

↑↓editが点滅

Hi Level
0.300m又は RUNFailSafe
Lstknown[エンターキー]を押すと変更が決定され表示が”FailSafe”の表示になります。

又は RUN

QuickSet

又は RUN[エンターキー]を押して表示モードに戻ります。

UW5000 取扱説明書

Space
4.000m- 33 -

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

4-5-2, 出力種類の選択方法

通常の表示モード時から[右キー] を長押しすると“↑↓edid ”が一瞬点滅し”UnLock”の表示にな
ります。

Space
4.000m又は CAL

長押 2 秒

UnLock0[右キー]を押すと”QuickSet”の表示となり設定モードになります。

UnLock↑↓edit↑↓editが点滅

又は CAL

QuickSet”Output Ad”の表示になるまで[下キー]を押します。

OutputAd
又は CAL[右キー]を押すと”Fill Damp”の表示になります。

FillDamp
36

20mA Adj↑↓”Analog”の表示になるまで[下キー]を押します。

Analog4mA-20mA[右キー]を押すと”↑↓edid” が一瞬点滅し、選択が変更できる状態になります。

又は CAL

Analog4mA-20mA[上キー]、[下キー]を押し、選択したい内容を表示させます。

Analog↑↓edit↑↓editが点滅

Analog
20mA-4mA
又は RUN[ エンターキー] を押すと変更が決定され、“Simulate”の表示になります。

Simulate
2.500m又は RUN

OutputAd[エンターキー]を押して表示モードに戻ります。
又は RUNSpace
4.000mIM-EM138 J-5- 34 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社

4-5-3, 表示の変更
Material
4.000m

通常の表示モード時から[右キー] を長押しすると“↑↓edid ”が一瞬点滅し”UnLock”の表示になります。

UnLock↑↓edit又は CAL

長押 2 秒[右キー]を押すと”QuickSet”の表示となり設定モードになります。

又は CAL[右キー]を押して”Unit ”の表示にします。

又は CAL

UnLock0↑↓editが点滅

QuickSet

Unit
Metres”Disp Mode”が表示されるまで[下キー]を押します。

App Type
LiquidDispMode
Material[右キー]を押すと”↑↓edid “が一瞬点滅し、選択を変更できる状態になります。

DispMode↑↓edit又は CAL

DispMode
Material

DispModeSpace[下キー]、[上キー]を押し、選択したい内容を表示させます。

↑↓editが点滅

DispMode
Matrl%

又は RUN[ エンターキー] を押すと変更が決定され、“LockCode”の表示になります。

LockCode0
又は RUN

QuickSet[エンターキー]を押して表示モードに戻ります。
又は RUNSpace
2.000m

UW5000 取扱説明書- 35 -

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

4-5-4, 移動速度の変更方法

通常の表示モード時から[右キー] を長押しすると“↑↓edid ”が一瞬点滅し”UnLock”の表示になります。
[右キー]を押すと”QuickSet”の表示となり設定モードになります。

[右キー]を押して”Unit ”の表示にします。

又は CAL

長押 2 秒Material
4.000m

UnLock0

UnLock↑↓edit↑↓editが点滅

又は CAL

QuickSet
又は CAL

Unit
MetresLo Level
4.321m”App Type”が表示されるまで[下キー]を押します。

Hi Level
0.234mFailSafe
Lstknown[右キー]を押すと”↑↓edid “が一瞬点滅
し、選択を変更できる状態になります。

[右キー]を押すと”Fill Rate“の表示になります。

[右キー]を押すと”↑↓edid “が一瞬点滅し、数値を変更できる状態になります。

App Type
LiquidApp Type↑↓edit又は CALApp Type
Liquid又は CAL

FillRate
10.0m/H
FillRate↑↓edit又は CAL

FillRate
10.0m/H

数値を増やす場合は[上キー]、減らす場合は[下キー]を押します。
[エンターキー]を押すと変更が決定され”Emty Rate”の表示になります。

IM-EM138 J-5↑↓editが点滅

FillRate
20.0m/H↑↓editが点滅
FillRate
5.0m/H又は RUN

EmtyRate
10.0m/H- 36 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社
EmtyRate
10.0m/H[右キー]を押すと”↑↓edid “が一瞬点滅し、数値を変更できる状態になります。

EmtyRate
10.0m/H

又は CAL

EmtyRate
10.0m/H

数値を増やす場合は[上キー]、減らす場合は[下キー]を押します。

[ エンターキー]を押すと変更が決定され”DispMode”の表示になります。

EmtyRate
20.0m/H又は RUN↑↓editが点滅
EmtyRate
5.0m/H

DhispModeSpace又は RUN

QuickSet[エンターキー]を押して表示モードに戻ります。

又は RUNSpace
2.000m

UW5000 取扱説明書- 37 -

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

Ver.5.78 以降
Material
4.000m
通常の表示モード時から[右キー] を長押しすると“↑↓edid ”が一瞬点滅し”UnLock”の表示になります。
[右キー]を押すと”QuickSet”の表示となり設定モードになります。

[右キー]を押して”Unit ”の表示にします。

又は CAL

長押 2 秒

UnLock0

UnLock↑↓edit↑↓editが点滅

又は CAL

QuickSet
又は CAL

Unit
MetresLo Level
4.321m”App Type”が表示されるまで[下キー]を押します。

Hi Level
0.234mFailSafe
Lstknown[右キー]を押すと”↑↓edid “が一瞬点滅
し、選択を変更できる状態になります。

[右キー]を押すと”Fill Speed” の表示になります。

App Type
LiquidApp Type↑↓edit又は CALApp Type
Liquid↑↓editが点滅

又は CAL

Fill Speeed[右キー]を押すと”↑↓edid “が一瞬点滅し、変更できる状態になります。

Fill Speed↑↓edit又は CAL

Fill Speed“View”が表示されます↑↓editが点滅

又は CALView[上キー]、[下キー]を使用して、スピードを選択します。
[エンターキー]を押すと変更が決定され”Emty Speed”の表示になります。

IM-EM138 J-5

Fast

又は RUN- 38 -

Slow

Empty Speed

UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社
Empty Speed[右キー]を押すと”↑↓edid “が一瞬点滅し、変更できる状態になります。

EmtySpeed

又は CAL

EmtySpeed↑↓editが点滅
View“View”が表示されます

Fast[上キー]、[下キー]を使用して、スピードを選択します。

Slow

又は RUN

DhispModeSpace[ エンターキー]を押すと変更が決定され”DispMode”の表示になります。
又は RUN

QuickSet[エンターキー]を押して表示モードに戻ります。

UW5000 取扱説明書

又は RUNSpace
2.000m- 39 -

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

4-5-5, 模擬出力（シュミレーション）の方法

Space
4.000m

通常の表示モード時から[右キー] を長押しすると“↑↓edid ”が一瞬点滅し”UnLock”の表示になります。

又は CAL

長押 2 秒

UnLock0[右キー]を押すと”QuickSet”の表示となり設定モードになります。

UnLock↑↓edit又は CAL↑↓editが点滅

QuickSet”Output Ad”の表示になるまで[下キー]を押します。

OutputAd

又は CAL[右キー]を押すと”Fill Damp”の表示になります。

FillDamp
36”Simulate”の表示になるまで[下キー]を押します。

Analog
20mA-4mA

Simulate
2.500m[右キー]を押すと”↑↓edid” が一瞬点滅し、模擬出力の状態になります。

又は CAL

Simulate
2.500m[上キー]、[下キー]を押し、出力したい内容を表示させます。

Simulate
3.500m[エンターキー]を押すと模擬出力が終了し、“comm. type”の表示になります。

又は RUN

Analog↑↓edit↑↓editが点滅

Simulate
1.500mComm Typemodobus

又は RUN

OutputAd[エンターキー]を押して表示モードに戻ります。
又は RUNSpace
4.000mIM-EM138 J-5- 40 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社

4-6, パラメータの内容説明
4-6-1, クイックセットアップ(Quick Set)
クイックセットメニューで、UW5000 の表示単位、測定範囲、フェールセーフモード、アプリケーション設定など機器の測定に関した基本設定を行います。
①表示単位：
レベル計表示部の表示単位を選択します。
：Metres：メートル単位：CenMetre ：センチメートル単位：Feet：フィート単位：Inches：インチ単位
上記の中から選択できます。
ここで設定された単位は以降の設定単位にも反映されます。
（Inches、Feet は国内ではご使用にならないようにお願いいたします。
）②測定範囲の設定：
Lo Level ：センサ振動面から測定下限までの長さを、設定した単位で入力します。
この位置が出力 4mA になります。
Hi Level ：センサ振動面から測定上限までの長さを、設定した単位で入力します。
この位置が出力 20mA になります。
Hi Level と Lo Level は最小でも 100mm の間隔としてください。

③フェールセーフの設定：
SOUNDMAX で万一測定が困難になったときの出力動作を設定します。
20.20ｍＡ ：測定が不能になったときに電流出力値を 20.2mA に変更します。
3.8mA：測定が不能になったときに電流出力値を 3.8mA に変更します。
3.5mA：測定が不能になったときに電流出力値を 3.5mA に変更します。
4mA：測定が不能になったときに電流出力値を 4mA に変更します。
20mA：測定が不能になったときに電流出力値を 20mA に変更します。
LstKnown ：測定不能になる直前の指示値に固定します。
以上の中から選択します。
フェールセーフの設定をすると、異常検出からフェールセーフ動作までの測定回数を設定することが出来ます。

UW5000 取扱説明書- 41 -

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社④アプリケーションの選択：
App Type

SOUNDMAX は、アプリケーションに応じて最適な測定・信号判別条件を選ぶことが出来ます。

Slurry: (スラリー)
Agitation Liquid:（撹拌器付き液体）
Solids: (粉粒体・塊体)
Plastic:(プラスチック)
Liquids : (液体)Powedr:（粉体）の中から測定対象物の性状を選択してください
アプリケーションを選択するとFill Rate:レベル上昇時の最大速度を設定してください。
Empty Rate :レベル下降時の最大速度を設定してください。
アプリケーションを選択するとFiIl Rate, Empty Rate ,Fill Damp Empty Damp の項目がアプリケーションにあった数
値の自動的に設定されます。
FiIl Rate, Empty Rate の数値を変更すると Fill Damp Empty Damp の数値も変更されます。
⑤レベル測定の速度設定 ：UW5000 のレベル指示値の最大変化速度を設定しますアプリケーションを選択すると自動的に最適値に設定されますが、変更する事も可能です。
Fill Rate（Fill Rate Speed:Ver5.78 以降）：
レベル上昇方向の変化速度の最大値を設定を行います。
設定値は m/h 変化速度で設定され、これ以上の速度ではレベル値は上昇しません。短時間に発生する障害反射により誤指示変化を防止する事ができます。
Empty Rate（Empty Rate Speed:Ver5.78 以降）：
レベル下降方向の変化速度の最大値を設定を行います。
設定値は m/h 変化速度で設定され、これ以上の速度ではレベル値は下降しません。短時間に発生する障害反射により誤指示変化を防止する事ができます。
Ver 5.78 以降ではアプリケーション毎に Fast,Med,Slow を選択でき、表の組み合わせで Fill Rate Speed:、Empty Rate
Speed:が設定されます。
設定例：
アプリケーション 選択速度
アプリケーション 選択速度
移動方向 速度
移動方向 速度
LiquidFill
200m/h Powder
Fill
30m/h
Fast
Fast
Empty
200m/h
Empty
30m/h
Fill
50m/h
Fill
15m/h
MidiumMidium
Empty
50m/h
Empty
15m/h
Fill
5m/h
Fill
5m/h
Slow
Slow
Empty
5m/h
Empty
5m/h
Agitation LiquidFill200m/h Plastices
Fill
20m/h
Fast
Fast
Empty
200m/h
Empty
20m/h
Fill
60m/h
Fill
10m/h
MidiumMidium
Empty
60m/h
Empty
10m/h
Fill
10m/h
Fill
5m/h
Slow
Slow
Empty
10m/h
Empty
5m/h
SlurryFill
100m/h Positionig
Fill
4000m/h
Fast
Fast
Empty
100m/hEmpty
4000m/h
Fill
50m/h
Fill
2000m/hMidiumMidium
Empty
50m/h
Empty
2000m/h
Fill
20m/h
Fill
1000m/h
Slow
Slow
Empty
20m/h
Empty
1000m/h
SolidFill
100m/h Reflective
Fill
20m/h
Fast
Fast
Empty
100m/h
Empty
20m/h
Fill
50m/h
Fill
10m/h
MidiumMidium
Empty
50m/h
Empty
10m/h
Fill
10m/h
Fill
5m/h
Slow
Slow
Empty
10m/h
Empty
5m/h
IM-EM138 J-5- 42 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社⑤表示内容の設定：
UW5000 の表示内容を設定します。
Space ：センサ振動面から測定対象表面までの距離を表示します。(空尺＝アレージに相当します。)
Material ：Lo Level で設定した位置から測定対象表面までの長さを表示します。
（通常のレベル表示。
）
Matrl % ：Lo Level で設定した位置から測定対象表面までの長さを％で表示します。
（通常の％レベル表示。
）
Volume ：指定した容量単位で表示します。
Flow：堰・フリュームなどを使用して流量を測定する場合に使用します。
（演算は、指数関数による簡易演算になります。
）
Flow を選択した場合、Flow Unit（体積単位の設定）、Flow Exp（流量演算指数関数の指数設定）、Flow
Max（最大流量）、Lo Cut Off（ローカットオフで設定した流量以下は強制的に０とします） の設定を行います。
“Volume”,”Flow” で使用する場合はあらかじめテーブルの設定、入力が必要になります。
設定、入力はレベル本体単体ではできません
設定、入力の為にはコンピュータ及びディジタル通信ユニットが必要になります。

⑥ロックコードの設定：
ロックコードの変更を行います。”0”から”65000”までの任意の数値を設定できます。
設定した数字は操作メニューに入る際 Unlock コードとして使用します。
初期設定は”0”に設定されています。
ロックコードを設定後はその数値を入力しないと表示モードから設定モードに移行できなくなりますので忘れないように注意してください。
次ページとその次のページに操作の概要を示します。

UW5000 取扱説明書- 43 -

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

又は CAL又は CAL

Metres
CenMetre
InchesFeet

又は CAL又は CALの中から選択又は CAL又は RUN又は ＣＡＬ

測定範囲の下限を設定します。
設定値はセンサー発信面からの距又は CAL又は RUN

離とします

又は ＣＡＬ

測定範囲の上限を設定します。
設定値はセンサー発信面からの距又は CAL又は RUN

離とします
フェールセーフモードを設定します

又は ＣＡＬ

3.5mA,3.8mA

又は RUN

4.0mA,20.0mA の中から選択

又は CAL22.0mA,LstKnown

Unlock コードにサービスコード設定の場

フェールセーフ又は ＣＡＬ

作動までの時間を又は RUN

秒単位で設定しま
す又は CAL

SlurrySolids の中から選択
Liquids
Position

又は CAL又は CAL

選択後こちらに続くレベルの最大上昇
速度を設定します
又は CAL又は CAL

レベルの最大下降
速度を設定します

又は ＣＡＬ又は RUN又は ＣＡＬ又は RUN又は CAL

IM-EM138 J-5- 44 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社

又は ＣＡＬ又は RUN又は CAL又は CAL又は ＣＡＬ又は RUN又は ＣＡＬ又は RUN又は CAL又は ＣＡＬ又は RUN又は CAL又は ＣＡＬ又は RUN又は CAL又は ＣＡＬ又は RUN又は CAL

UW5000 取扱説明書- 45 -

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

4-6-2, 出力設定メニュー(OutputAd)
出力設定メニューで、UW5000 のアナログ出力、接点出力、MODBUS の設定などを行います。
①信号平均化処理：
SOUNDMAX の測定値の平均化処理を設定します。
Fill Damp：レベル上昇時のアナログ出力の平均化処理の設定を行います。
出力は各測定値（超音波
パルス毎の測定値）の移動平均に比例します。
ここでは、移動平均数を設定します。
Empty Damp ：レベル下降時のアナログ出力の平均化処理の設定を行います。
出力は各測定値（超音波
パルス毎の測定値）の移動平均に比例します。
ここでは、移動平均数を設定します。

②電流出力値の調整：
SOUDMAX の出力がご使用される表示器とずれた場合に使用します。
4 mA Adj：出力 4 mA の調整を行います。調整する場合は、校正済みの表示器をご使用願います。
20 mA Adj ：出力 20 mA の調整を行います。調整する場合は、校正済みの表示器をご使用願います。
出力は工場出荷時に調整済です。通常この設定は必要ありません。
設定を行う際には電流測定用のテスターまたは校正済みの表示器が必要です。

③電流出力モード：
電流出力をレベルに比例させるか、アレージ(空尺)に比例させるか設定します。
4 mA － 20 mA ：レベルに比例した出力になります。
レベルが低い時が 4mA 出力、高いときが 20mA 出力になります
20 mA － 4 mA ：センサから測定物までの距離に比例した出力になります。
測定物がセンサに近位置が 4mA 出力、遠い位置が 20mA 出力になります。
電流出力の出力方法は電流出力選択で選択します。
出力選択 ”Analog”“4mA - 20mA“選択の場
合

出力選択 ”Analog”“20mA - 4mA“選択の場合最大レベル”Hi Level”

最大レベル”Hi Level”

20mA 出力

4mA 出力
最小レベル”Lo Level”

最小レベル”Lo Level”

20mA 出力

4mA 出力IM-EM138 J-5- 46 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社④シミュレーション（模擬出力）：
表示、電流出力、接点出力のシミュレーションを行います。設定値はセンサ振動面からの距離とします。設定した”Lo
Level”、”Hi Level”に合致した電流出力および接点出力動作を行います。シミュレーションモードから抜けると出力は自動的に測定値に戻ります。出力値に応じて接点出力も動作します。
電流出力、接点出力が実際に動作しますので接続機器に十分注意して実施してください。
シュミレーションは以下の手順で行います。

表示モード＞設定モード＞OutpurAd＞Simulate

リレー1
2.0m
リレー1
5.0m

Low Level
6.0m

Hi Level
1.0m

例）
出力：4-20mA
Low Level：6m
High Level：1m
リレー1：2m (上限で使用)
リレー2：5m (下限で使用)

Low Level
6.0m

リレー2
5.0m

リレー1
2.0m

Hi Level
1.0m

simulate
3.5m

電流出力：12mA
リレー１：OFF
リレー２：OFF

電流出力：5.6mA
リレー１：OFF
リレー２：ON

UW5000 取扱説明書- 47 -

リレー1
2.0m

simulate
1.5m

リレー2
5.0m

Low Level
6.0m

Hi Level
1.0m

simulate
5.5m

電流出力：18.4mA
リレー１：ON
リレー２：OFF

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社⑤ディジタル出力の設定：
SOUNDMAX は RS485 MODBUS RTU ディジタル出力を標準装備しています。さらに、ご注文時オプションで HART ある
いは PROFIBUS PA をまたは DP を選択することが出来ます。
ご使用のプロトコルが設定されていることをご確認願います。
また本設定で、デバイスアドレス(スレーブアドレス)およびボーレートの設定を行うことが出来ます。とくに、ディジタル
出力をマルチドロップで使用する場合は、アドレス設定にご注意願います。

IM-EM138 J-5- 48 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社⑥接点出力の設定：
AC・DC 電源タイプに内蔵されている接点出力の設定を行います。一体形では 2 接点、分離形では 5 接点が標準装備されています。
Rly Mode ：接点の動作を指定します。
DEN ：(L1：動作時励磁、L2：動作時解磁)EN ：(L1：動作時解磁、L2：動作時励磁)FS：(フェールセーフ動作：通常時励磁、信号異常時解磁)
OFF ：(接点動作せず)の中から選択してください。
Rly L1：接点動作の上方の動作点 L1 を設定します。
動作位置はセンサ基準面（振動面）からの距離とします。

Rly L2：接点動作の下方の動作点 L2 を設定します。
動作位置はセンサ基準面（振動面）からの距離とします。

“Rly L1” は”Rly L2”より高い位置（センサに近い位置）で設定し”Rly L1” ,”Rly L2”間が接点動作のヒステリシスとなります。
上記の設定を各々のリレー毎に設定することが出来ます。
動作例）
Rly Mode ：DEN

レベル変化

RLy L1
RLy L2リレー動作
NC COM NO

NC COM NO

NC COM NO NC COM NO NC COM NO

LED 表示レベル変化

Rly Mode ：EN
RLy L1
RLy L2リレー動作
NC COM NO

NC COM NO

NC COM NO NC COM NO NC COM NO

：点灯
：消灯

LED 表示UW5000 取扱説明書- 49 -

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

又は ＣＡＬ又は ＣＡＬ又は RUN又は ＣＡＬ又は ＣＡＬ又は RUN又は ＣＡＬ又は ＣＡＬ又は RUN又は ＣＡＬ又は ＣＡＬ又は RUN又は ＣＡＬ又は ＣＡＬ又は RUN又は ＣＡＬ又は ＣＡＬ又は RUN又は ＣＡＬ又は ＣＡＬ又は ＣＡＬ又は RUN又は ＣＡＬ又は ＣＡＬ又は ＣＡＬ又は ＣＡＬ又は ＣＡＬ又は ＣＡＬ又は ＣＡＬ又は ＣＡＬ又は ＣＡＬ

IM-EM138 J-5- 50 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社

4-6-3, 発振部設定メニュー（Tx Setup）又は(Advanced)
発振部の細かな調整を行います。(通常は必要ありません。)
発振部の設定を行うには、下記の SOUNDMAX 動作を良くご理解願います。
SOUNDMAX の信号識別は、反射信号の大きさにより自動的に変わる増幅度(ゲイン)と信号判別閾値の組合せで行います。
超音波信号は距離の二乗に反比例して強度が変化します（距離が長いほど強度が低下します）。このため増幅度は、センサから離れるほど大きくなるように設定しています。増幅度の変化の割合は、ゲインステップで設定されます。また、雑音を取り込まないように最大増幅度を設定しています。

①増幅度(Gain ゲイン)の調整：
増幅度は、信号強度にあわせて粉体測定のような微弱信号では大きく、泡や波立ちの無い液体測定のような強い信号では小さく設定します。

②増幅度スロープ（Gain Step Dist Step）の調整：
距離と増幅殿関係は、Gian Step と Dist Step で調整します。

UW5000 取扱説明書- 51 -

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社③信号判別しきい値（Thrshold）の調整：
信号判別閾値で、SOUNDMAX が信号判別を行う信号の大きさを設定します。
下図のように偽エコーが表面の信号より大きな場合、しきい値を次図のように変更することで、偽エコーを検出しないようになります。

④不感帯の調整（Blanking）：
センサ種類(測定範囲)により、センサ振動面から測定できる最小距離(不感帯)が決まっています。ブランキングに設定された範囲は反射信号の消し込みをおこない、信号として検出しないようになります。
障害物などの反射信号により誤動作を発生する場合にブランクキングにより障害物の影響を取り除くことができます。

ブランキング内に実レベルが入ってしまうと正常に測定することができなくなってしまうので注意してください。

IM-EM138 J-5- 52 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社

又は Advanced

注：SULTAN ハウジングの場合

UW5000 取扱説明書

キーはＣＡＬキーに、- 53 -

キーは RUNキーになります。

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

4-6-4, トラッキング設定メニュー(Tracking)トラッキングメニューは、特別なアプリケーションで通常の設定では測定困難な場合などに使用します。トラッキング設定
は、機器の動作とご使用のアプリケーションに習熟してから行ってください。設定の詳細に関しては、当社にご相談願います。
①増幅度の自動調整範囲（Recover）：
トラッキング設定メニューの中に、増幅度自動調整（Recover リカバー）の設定があります。表面状態の変化（泡・波立
ち・粉の流れ）や、粉塵・蒸気などで音波の減衰が大きな場合は、リカバーを大きめに設定します。

IM-EM138 J-5- 54 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社

又は Advanced

又はＣＡＬ
又は ＣＡＬ又は RUN又はＣＡＬ

又は ＣＡＬ又は RUN又はＣＡＬ

又は ＣＡＬ又は RUN又はＣＡＬ

又は ＣＡＬ又は RUN又はＣＡＬ

又は ＣＡＬ又は RUN又はＣＡＬ

又は ＣＡＬ又は RUN又はＣＡＬ

又は ＣＡＬ又は RUN又はＣＡＬ

又は ＣＡＬ又は RUN又はＣＡＬ

又は ＣＡＬ又は RUN又はＣＡＬ

又は ＣＡＬ又は RUN又はＣＡＬ

又は ＣＡＬ又は RUN又はＣＡＬ

又は ＣＡＬ又は RUN又はＣＡＬ

又は ＣＡＬ又は RUN又はＣＡＬ

又は ＣＡＬ又は RUN又はＣＡＬ

UW5000 取扱説明書- 55 -

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

4-7, センサ登録
4-7-1, センサ 2 台での測定
ひとつの変換器に 2 台のセンサを接続して測定を行う場合、結線をおこなった後でセンサ登録を行う必要があります。
センサの登録は以下の手順で行います。
例）：2 センサで平均測定をする場合
DhispModeSpace

DhispMode
AvegMatr1

又は CAL又は CALセンサ 2 接続
Sensor2

1 Sen Add
1

又は CAL又は CALCAL

又は CALCAL

2 Sen Add1

2 Tx Adds
1

2 Tx Adds
2

OFF Set0.00m

又は CAL又は CALセンサー 1 接続
Averg Mart1
1234.5mm

又は RUNRUN

センサ 2 台発信開始

IM-EM138 J-5- 56 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社

4-7-2, センサ 1 台での測定に戻す
1 センサ測定に変更する場合 センサ登録を削除した後にセンサケーブルを外さないとエラーを発生します。

DhispModeSpace

DhispMode
AvegMatr1

Sensor2

1:SenAdd
1

又は CAL又は CAL又は CAL又は CALCAL

又は CALCAL

2:SenAdd2

2 Tx Add
2

又は CAL2 Tx Add
1

Off Set0.000m又は CAL

Disp Mode
AvegMart1

UW5000 取扱説明書

Disp Mode
Mart1

又は CALMart1
1234.5mm

又は CAL- 57 -RUN

RUN

センサ 2 取り外し

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

5, パラメータ
5-1,パラメータリスト
クイックセット
Quick Set
表 示
Unit

パラメータ名称
長さ単位

Lo Level

最小レベル

入力範囲
Metres, CenMetreFeet,Inches
0.001m ～ EmptDist

Hi Level

最大レベル

0.000m ～ Lo Level

FailSafe

フェールセーフ

FailTime

AppType
FillRate
EmtyRate
DispMode

3.5mA,3 .8mA,
4.0mA,20.0mA,
22.0mA,LstKnown
フェールセーフ 0 ～ 65000
時間
（180）

測定レンジ下側の位置を設定します。
センサの発信面からの距離を入力します
測定レンジ上側の位置を設定します。
センサの発信面からの距離を入力します
注意）Lo Level と Hi Level の差が 100ｍｍ以上になるように設定してください。
機器エラー発生時の出力選択をします。
LstKnown はエラー発生時の出力値を保持します。

フェールセーフ動作を実行するまでの時間（発振パルス数）を設定します。異常状態が設定したパル数以上継続するとフェールセーフモードになります。
Solids, 測定対象を選択します。

アプリケーショ Liquids,
Slurry,ン
Position
レベル上昇率0.3 ～ 300.0m/h
レベル下降率0.3 ～ 300.0m/h
Material , Space,
表示選択
Matrl %, Flow,
VolumeOffset

オフセット

LockCode

ロックコードIM-EM138 J-5

内容レベル測定の長さ単位を設定します

レベル上昇時の最大速度を設定します単位は m/h です。
レベル下降時の最大速度を設定します単位は m/h です。
本体の表示種類を選択します。
Material：レベル表示
Space：空間距離表示
Material %：レベルを％表示
Flow：流量表示
Volume：レベル容量表示

0.00 ～ 5.00m

基準点がフランジ位置より上方にある場合、基準点と取り付け位置の差を補正します。数値は、常に正です。
（設定した数値分だけセンサから反射面までの距離を大きくします。
）
0 ~ 200
任意のロックコードを設定することによりパラメータの不パラメータのロック 用意な変更を防止します
コードを入力します。

- 58 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社

出力設定
OutputAd
表示パラメータ名称

FillDamp
EmtyDamp
4mA Adj
20mA Adj

レベル上昇平均化
レベル下降平均化
電流校正(4mA)
電流校正(20mA)

0 ～ 10000
0 ～ 10000

Analog

出力選択

4mA – 20mA
20mA-4mA

Simulate

模擬出力Comm type

通信タイプ

Device ID
BaudRate
RlyMod 1

デバイス ID
ボーレート
RlyMode 1
RlyL1 1
RlyL2 1
RlyMode 2
RlyL1 2
RlyL2 2
RlyMode 3
RlyL1 3
RlyL2 3
RlyMode 4
RlyL1 4
RlyL2 4
RlyMode 5
RlyL1 5
RlyL2 5

RlyMod 2

RlyMod 3

RlyMod 4

RlyMod 5

UW5000 取扱説明書

入力範囲

内

容

レベル上昇時の測定値の平均化数を設定します。
レベル下降時の測定値の平均化数を設定します。
4mA 出力の校正を行います。校正には電流計が必要です。
20mA 出力の校正を行います。校正には電流計が必要です。
出力の選択を行います。
4mA – 20mA:
下限を 4mA,上限を 20mA として出力します。
20mA － 4mA
上限を 4mA,下限を 20mA として出力します。
模擬信号出力を実施します。
選択したレベルに対応する電流値を出力します。接点も設定値に合わせて作動します。
実際に電流値が変動、接点が動作するので実施時は注意してください。入力値はセンサからの距離で指定します。

HART,
Modbus,Profibus, DevicNet
1
19200
DEN,EN,FS,OFF
0～65.00m
L1～65.00m
DEN,EN,FS,OFF
0～65.00m
L1～65.00m
DEN,EN,FS,OFF
0～65.00m
L1～65.00m
DEN,EN,FS,OFF
0～65.00m
L1～65.00m
DEN,EN,FS,OFF
0～65.00m
L1～65.00m- 59 -

通信タイプを選択します。
通信 ID（スレーブアドレス）設定します。
通信速度設定します。
リレー1 の動作モードを選択します。
リレー1 の L1 動作点を設定します。
リレー1 の L2 動作点を設定します。
リレー2 の動作モードを選択します。
リレー2 の L1 動作点を設定します。
リレー2 の L2 動作点を設定します。
リレー3 の動作モードを選択します。
リレー3 の L1 動作点を設定します。
リレー3 の L2 動作点を設定します。
リレー4 の動作モードを選択します。
リレー4 の L1 動作点を設定します。
リレー4 の L2 動作点を設定します。
リレー5 の動作モードを選択します。
リレー5 の L1 動作点を設定します。
リレー5 の L2 動作点を設定します。

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

センサー設定TX set Up
表 示
Gain

パラメータ名称
初期ゲイン

入力範囲
0 ～ 93.3%

Gain Step

ゲインステップ

0 ～ 80%Dist Step

距離ステップ0.35 m ～ Empt Dist

Threshold
Blanking

スレッシュホー 0.00 ～ 2.49 V
ルドブランキング
0.000～40.000 m

EmptDist

エンプティ距離

TempTrim

温度補正

DistT rim
Velocity
Map Dist

距離補正
音速補正
マップ設定距離0.0 ～ 10.000m
0.5000 ～ 1.5000
0.000 ～ 60

Map Used
Map Marg

マップ距離
マップマージン

0.000 ～ 60
0.0 ～ 21.3％

IM-EM138 J-5

Lo Level +0.1m
～ 65m

内
容
ゲイン３以降信号ゲインの初期値の大きさを設定します。信号
受信ゲインの初期値を設定します。
固定ゲインを設定します。センサ近傍の反射の影響避ける目的
で設定します。
Gain Step3（ゲインステップ）の有効範囲を設定します。セン
サ近傍の反射の影響避ける目的で設定します。
反射波検出のしきい値を設定します。しきい値より大きい反射
を有効な反射として認識します。
不感帯の長さを設定します。センサにより最低必要な長さが変わります。
UW5000 の信号検出範囲の設定を行います。
センサーからの距離を設定し、ここで設定された距離以降の反射信号は検出しません
温度補正用温度センサの調整を行います。
（通常必要ありません。
）
測定距離の補正を設定します。
（通常必要ありません。
）
音速補正係数を設定します。
マップは障害物からの反射波が多く、正常な測定が行われない場合に、妨害反射の同定を行う機能です。本項でマップを行う
設定距離を設定します。
マップ前項で設定したマップのうちの使用距離を設定します。
マップ使用時の妨害反射の変化マージンを設定します。

- 60 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社

トラッキング設定
トラッキング、ファクトリーのパラメータには変更すると機器が使用できなくなる項目も含まれていますので、弊社にご連絡の上設定変更を実施してください
Tracking (ロックコード：195)
表 示
パラメータ名称
入力範囲
Recov Fst
初期リカバー
0.0 ～ 66.7%

内容
ゲインは信号強度が低下すると自動的に高くなります（リカバーします。
）本項で、ゲインのリカバー時のゲイン変化ステップを設定します。
リカバー時のゲインの最大値を設定します。最大リカバーを必要以上に大きくするとノイズも増幅するので注意が必要です。
UW5000 はしきい値以上でセンサに最も近い信号を捕らえると信号の前後に信号検出ウィンドウを自動的に設定し、ウィ
ンドウ外の信号を無視するように動作します。本項でウィンドウの幅を設定します。ウィンドウは、反射信号が中心になるように設定されます。

RecovMax最大リカバー

0.0 ～ 66.7%

Window

ウィンドウ幅

0.000 ～ 65.000m

WindFwd

0.000 ～ 65.000m

レベル上昇方向のウィンドウの開放量を設定します。

0.000 ～ 65.000m

レベル下降方向のウィンドウの開放量を設定します。

Confirm

ウィンドウ
上昇幅
ウィンドウ
下降幅
反射信号一致数

0 ～ 10Hold

ホールド時間

1 ～ 3600

反射信号の一致数を設定します。
ここで指定された回数ウィンドウ内で信号が検出される事により正規の反射として認識されます。
ウィンドウ変更開始までの待ち時間を秒単位で設定します。

TxCharge

0.002 ～ 9.909V

MovementTx チャージ
電圧
ムーブメントNoise Sw

ノイズスイッチ

0.0 ～ 66.7％

EchWidth

エコー幅
フィルター
ファースト
エコー

0.000 ～ 1.000ｍ

WindBack

SearhFst

UW5000 取扱説明書

0.000 ～ 1.000ｍ

0.0 ～ 66.7%

センサ内の音波打出し用コンデンサーのチャージ電圧を設定します。通常変更の必要はありません。
レベルの変動が小さい場合、出力をより滑らかにするため使用します。
ノイズスイッチは、ノイズが設定値を越えたときに作動する
特殊フィルターの動作点を決定します。通常のアプリケーシ
ョンでは使用しません。
エコー幅フィルターは、反射波の幅未満の信号を無視します。
UW5000 は電源投入時や、リスタート時に反射波検地を素早く行うため通常動作より高いゲインを使用します。ファース
トエコーで通常動作のゲインに上乗せする値を設定します。

- 61 -

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

ファクトリー設定
Factory(ロックコード 196)
表 示
パラメータ名称
Slope Dist
スロープ距離入力範囲
0.1～65.5m

Slope Inc

スロープ増加率0.1 ～13.3％

Detector

ディテクター

0.00 ～3.299V

GainStep1(%)

ゲインステップ 1 0.1 ～26.7％

DistStep1(m)ステップ距離１

GainStep2(%)

ゲインステップ 2 0.1 ~26.7％

DistStep2(m)ステップ距離２0.3 ~0.8m

GainMax(%)

最大ゲイン

0.1~100.0 ％Pulse pwr

パルスパワー

1～250

PulseRate

パルスレート1～10000

FreqTrim

周波数0～4095Filter

フィルター

0～255

Tx TestAutoTrim

センサ自己診断Tx Reset

センサリセット

Amp Test
I-Waste

変換器自己診断
許容静止電流AmpReset

アンプリセット

AdvFilter

アドバンスフィルター
チャージ電流I-Charge

IM-EM138 J-50.001～0.5m

0.400 ~ 2.50 mA~110 mA

内容
ゲインスロープの設定距離。次項のスロープ増加率と合わせて音波の減衰を補正するため信号受信のゲインを変化させます。
ゲインスロープの前項で設定した設定毎の増加率
反射信号の内部確認電圧。通常変更の必要はありません。しきい値とは連動しません。
センサに最も近い部分の固定ゲイン通常不感帯内になる。
前項の設定距離。
ゲインステップ1 とTx Setup で設定するゲインステップの間の固定ゲインの設定。この部分も通常不感帯に含まれる
前項の設定距離。
ゲインの最大値を設定。通常動作（基本ゲイン＋リカバーゲイン）でのゲインの最大値を決定します。
センサにより異なる打ち出しパルス幅。変更しないでくださ
い。
センサの音波打ち出し用コンデンサーのチャージ時間を設定します。通常変更の必要はあません。
音波の測定周波数。
設定は変えないでください。
バンドパスフィルターの中心周波数に関連した項目です。工
場出荷時に設定されるため、変更の必要はありません。
センサの自己診断の結果を表示します。
工場出荷時にセンサの測定周波数とフィルター回路の特性を最適化します。
設定は変更しないでください。
センサ（振動部）の設定値を工場出荷時の値に戻します。通常使用しないでください。
変換器の自己診断試験の結果を表示します。
機器の静止電流に対する許容値を規定します。設定は変更しないでください。
変換器（一体形の場合は、ハウジング内の電子回路）の設定
値を工場出荷時の値に戻します。
特殊な信号処理を必要とする場合に本項目で信号処理パター
ンを選択します。通常は、この機能は使用しません。
センサ内の音波打ち出し用コンデンサーのチャージ電流を設定します。本電流が大きいほどチャージ時間が短く従って音波の打出し間隔が短くなります。通常は変更の必要はありま
せん- 62 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社

5-2 パラメータリスト（Ver.5.78 以降）
クイックセット
Quick Set(Ver. 5.78)
表 示
パラメータ名称
Unit
長さ単位
Lo Level

最小レベル

入力範囲
Metres, CenMetreFeet,Inches
0.001m ～ EmptDist

Hi Level

最大レベル

0.000m ～ Lo Level

FailSafe

フェールセーフ

FailTime

AppType

FillRate Speed

3.5mA,3 .8mA,
4.0mA,20.0mA,
22.0mA,LstKnown
フェールセーフ 0 ～ 65000
時間
（180）

内
容
レベル測定の長さ単位を設定します
測定レンジ下側の位置を設定します。
センサの発信面からの距離を入力します
測定レンジ上側の位置を設定します。
センサの発信面からの距離を入力します
注意）Lo Level と Hi Level の差が 100ｍｍ以上になる
ように設定してください。
機器エラー発生時の出力選択をします。
LstKnown はエラー発生時の出力値を保持します。
フェールセーフ動作を実行するまでの時間（発振パルス数）を設定します。異常状態が設定したパル数以上継続するとフェールセーフモードになります。
測定対象を選択します。

アプリケーショ Liquids, Solids, Slurry,
Position Powderン
Agitation Liquid
Plastic etc.
Fast
レベル上昇率MidiumSlow
Custom(0～4000m/h)

アプリケーションとレベル上昇率の選択によりスピードが設定されます。
“Custom” を選択すると自由に設定する事ができます。
単位は m/h です。

EmtyRate Speed

レベル下降率Fast
MidiumSlow
Custom(0～4000m/h)

アプリケーションとレベル下降率の選択によりスピードが設定されます。
“Custom” を選択すると自由に設定する事ができます。
単位は m/h です。

DispMode

表示選択

Material , Space,
Matrl %, Flow,
Volume

本体の表示種類を選択します。
Material：レベル表示
Space：空間距離表示
Material %：レベルを％表示
Flow：流量表示
Volume：レベル容量表示

Offsetオフセット

0.00 ～ 5.00m

LockCode

ロックコードUW5000 取扱説明書

基準点がフランジ位置より上方にある場合、基準点と取り付け位置の差を補正します。数値は、常に正です。
（設定した数値分だけセンサから反射面までの距離を大きくします。
）
0 ~ 200
任意のロックコードを設定することによりパラメータ
パラメータのロックコ の不用意な変更を防止します
ードを入力します。

- 63 -

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

出力設定
OutputAd(Ver 5.78)
表示
パラメータ名称

入力範囲

FillDamp

レベル上昇平均化

0 ～ 10000

EmtyDamp

レベル下降平均化

0 ～ 10000

4mA Adj
20mA Adj

電流校正(4mA)
電流校正(20mA)

Analog

出力選択

Simulate

模擬出力Comm type

通信タイプ

Device ID
BaudRate
RlyMod 1

RlyMod 2

RlyMod 3

RlyMod 4

RlyMod 5

Bk Light
Disp CharV In Chk
Test Input

IM-EM138 J-5

内容

レベル上昇時の測定値の平均化数を設定します。
アプリケーションを設定すると自動的に設定変更されます。
レベル下降時の測定値の平均化数を設定します。
アプリケーションを設定すると自動的に設定変更されます。
4mA 出力の校正を行います。校正には電流計が必要です。
20mA 出力の校正を行います。校正には電流計が必要です。
出力の選択を行います。
4mA – 20mA:
下限を 4mA,上限を 20mA として出力します。
20mA － 4mA
上限を 4mA,下限を 20mA として出力します。
模擬信号出力を実施します。
選択したレベルに対応する電流値を出力します。接点も設定値に合わせて作動します。
実際に電流値が変動、接点が動作するので実施時は注意してください。入力値はセンサからの距離で指定します。

4mA – 20mA
20mA-4mA

通信タイプを選択します。

デバイス ID
ボーレート
RlyMode 1
RlyL1 1
RlyL2 1
RlyMode 2
RlyL1 2
RlyL2 2
RlyMode 3
RlyL1 3
RlyL2 3
RlyMode 4
RlyL1 4
RlyL2 4
RlyMode 5
RlyL1 5

HART,
Modbus,Profibus, DevicNet
1
19200
DEN,EN,FS,OFF
0～65.00m
L1～65.00m
DEN,EN,FS,OFF
0～65.00m
L1～65.00m
DEN,EN,FS,OFF
0～65.00m
L1～65.00m
DEN,EN,FS,OFF
0～65.00m
L1～65.00m
DEN,EN,FS,OFF
0～65.00m

RlyL2 5

L1～65.00m

リレー5 の L2 動作点を設定します。

バックライトON,OFF

文字数設定
電源低下
テストインプット

8,12
YES,NO
ON,OFF

通信 ID（スレーブアドレス）設定します。
通信速度設定します。
リレー1 の動作モードを選択します。
リレー1 の L1 動作点を設定します。
リレー1 の L2 動作点を設定します。
リレー2 の動作モードを選択します。
リレー2 の L1 動作点を設定します。
リレー2 の L2 動作点を設定します。
リレー3 の動作モードを選択します。
リレー3 の L1 動作点を設定します。
リレー3 の L2 動作点を設定します。
リレー4 の動作モードを選択します。
リレー4 の L1 動作点を設定します。
リレー4 の L2 動作点を設定します。
リレー5 の動作モードを選択します。
リレー5 の L1 動作点を設定します。

表示部のバックライトの点灯、非点灯を選択します。
２線伝送方式の「機器は OFF のみの選択になります。
本体表示部の１行の文字数を設定します。
入力電源低下時の動作選択を行います
テスト入力の設定を行います。

- 64 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社

センサー設定Advanced setup(Ver. 5.78)
表 示
パラメータ名称Gain4
ゲイン 4
Gain Step 3

入力範囲
0 ～ 93.3%

Dist Step 3

ゲインステップ 0 ～ 80%
3
距離ステップ 3 0.35 m ～ Empt Dist

Echo Size

エコーサイズThreshold
Blanking

スレッシュホー 0.00 ～ 2.49 V
ルドブランキング
0.000～40.000 m

EmptDist

エンプティ距離

TempTrim

温度補正

DistT rim
Velocity
Map Dist

距離補正
音速補正
マップ設定距離

Map Used
Map Marg
Tx Reset

マップ距離0.000 ～ 60
マップマージン 0.0 ～ 21.3％
センサーリセッ Yes, No
ト

UW5000 取扱説明書

Echo Size

Lo Level +0.1m～ 65m

0.0 ～ 10.000m
0.5000 ～ 1.5000
0.000 ～ 60

内容
ゲイン３以降信号ゲインの初期値の大きさを設定します。信号
受信ゲインの初期値を設定します。
固定ゲインを設定します。センサ近傍の反射の影響避ける目的
で設定します。
Gain Step3（ゲインステップ）の有効範囲を設定します。セン
サ近傍の反射の影響避ける目的で設定します。
反射信号の大きさの検出点の設定をおこないます。設定点に満たない反射信号は信号増幅の対象とされます。
反射波検出のしきい値を設定します。しきい値より大きい反射
を有効な反射として認識します。
不感帯の長さを設定します。センサにより最低必要な長さが変わります。
UW5000 の信号検出範囲の設定を行います。
センサーからの距離を設定し、ここで設定された距離以降の反射信号は検出しません
温度補正用温度センサの調整を行います。
（通常必要ありません。
）
測定距離の補正を設定します。
（通常必要ありません。
）
音速補正係数を設定します。
マップは障害物からの反射波が多く、正常な測定が行われない場合に、妨害反射の同定を行う機能です。本項でマップを行う
設定距離を設定します。
マップ前項で設定したマップのうちの使用距離を設定します。
マップ使用時の妨害反射の変化マージンを設定します。
センサーの設定内容をデフォルトへ戻します。

- 65 -

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

トラッキング設定
トラッキング、ファクトリーのパラメータには変更すると機器が使用できなくなる項目も含まれていますので、弊社にご連絡の上設定変更を実施してください
Tracking (ロックコード：195)(Ver.5.78)
表 示
パラメータ名称
入力範囲
内
容
Recov Fst
初期リカバー
0.0 ～ 66.7%
ゲインは信号強度が低下すると自動的に高くなります（リカバーします。
）本項で、ゲインのリカバー時のゲイン変化ステップを設定します。
RecovMax最大リカバー
0.0 ～ 66.7%
リカバー時のゲインの最大値を設定します。最大リカバーを必要以上に大きくするとノイズも増幅するので注意が必要です。
Gain4 Maxゲイン 4 最大量
ゲイン４の最大変化量
Gain4 inc
ゲイン変化量ゲイン４の変化率
Window
ウィンドウ幅
0.000 ～ 65.000m
UW5000 はしきい値以上でセンサに最も近い信号を捕らえると信号の前後に信号検出ウィンドウを自動的に設定し、ウィ
ンドウ外の信号を無視するように動作します。本項でウィンドウの幅を設定します。ウィンドウは、反射信号が中心になるように設定されます。
WindFwd

0.000 ～ 65.000m

レベル上昇方向のウィンドウの開放量を設定します。

0.000 ～ 65.000m

レベル下降方向のウィンドウの開放量を設定します。

Confirm

ウィンドウ
上昇幅
ウィンドウ
下降幅
反射信号一致数

0 ～ 10Hold

ホールド時間

1 ～ 3600

反射信号の一致数を設定します。
ここで指定された回数ウィンドウ内で信号が検出される事により正規の反射として認識されます。
ウィンドウ変更開始までの待ち時間を秒単位で設定します。

TxCharge

0.002 ～ 9.909V

MovementTx チャージ
電圧
ムーブメントNoise Sw

ノイズスイッチ

0.0 ～ 66.7％

EchWidth

エコー幅
フィルター
ファースト
エコー

0.000 ～ 1.000ｍ

WindBack

SearhFst

IM-EM138 J-50.000 ～ 1.000ｍ

0.0 ～ 66.7%

センサ内の音波打出し用コンデンサーのチャージ電圧を設定します。通常変更の必要はありません。
レベルの変動が小さい場合、出力をより滑らかにするため使用します。
ノイズスイッチは、ノイズが設定値を越えたときに作動する
特殊フィルターの動作点を決定します。通常のアプリケーシ
ョンでは使用しません。
エコー幅フィルターは、反射波の幅未満の信号を無視します。
UW5000 は電源投入時や、リスタート時に反射波検地を素早く行うため通常動作より高いゲインを使用します。ファース
トエコーで通常動作のゲインに上乗せする値を設定します。

- 66 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社

ファクトリーセット
Factory(ロックコード 196) (Ver.5.78)
表 示
パラメータ名称
Slope Max
スロープ最大値

入力範囲

Slope Min

スロープ最小値

Detector

ディテクターGainStep1(%)

ゲインステップ 1 0.1 ～26.7％

DistStep1(m)ステップ距離１

GainStep2(%)

ゲインステップ 2 0.1 ~26.7％

DistStep2(m)ステップ距離２0.3 ~0.8m

GainMax(%)

最大ゲイン

0.1~100.0 ％Pulse pwr

パルスパワー

1～250

PulseRate

パルスレート1～10000

FreqTrim

周波数0～4095Filter

フィルター

0～255

Tx TestAmpTrim

センサ自己診断Tx Pulse

センサパルス

Amp Test
I-Waste

変換器自己診断
許容静止電流AmpReset

アンプリセット

AdvFilter

アドバンスフィルター
チャージ電流I-Charge

UW5000 取扱説明書

0.00 ～3.299V

0.001～0.5m

0.400 ~ 2.50 mA~110 mA

内容
ゲインスロープの設定距離。音波の減衰を補正するため信号受信のゲインを変化させます。
ゲインスロープの設定距離。音波の減衰を補正するため信号受信のゲインを変化させます。
反射信号の内部確認電圧。通常変更の必要はありません。しきい値とは連動しません。
センサに最も近い部分の固定ゲイン通常不感帯内になる。
前項の設定距離。
ゲインステップ1 とTx Setup で設定するゲインステップの間の固定ゲインの設定。この部分も通常不感帯に含まれる
前項の設定距離。
ゲインの最大値を設定。通常動作（基本ゲイン＋リカバーゲイン）でのゲインの最大値を決定します。
センサにより異なる打ち出しパルス幅。変更しないでくださ
い。
センサの音波打ち出し用コンデンサーのチャージ時間を設定します。通常変更の必要はあません。
音波の測定周波数。
設定は変えないでください。
バンドパスフィルターの中心周波数に関連した項目です。工
場出荷時に設定されるため、変更の必要はありません。
センサの自己診断の結果を表示します。
工場出荷時にセンサの測定周波数とフィルター回路の特性を最適化します。
設定は変更しないでください。
センサ（振動部）の設定値を工場出荷時の値に戻します。通常使用しないでください。
変換器の自己診断試験の結果を表示します。
機器の静止電流に対する許容値を規定します。設定は変更しないでください。
変換器（一体形の場合は、ハウジング内の電子回路）の設定
値を工場出荷時の値に戻します。
特殊な信号処理を必要とする場合に本項目で信号処理パター
ンを選択します。通常は、この機能は使用しません。
センサ内の音波打ち出し用コンデンサーのチャージ電流を設定します。本電流が大きいほどチャージ時間が短く従って音波の打出し間隔が短くなります。通常は変更の必要はありま
せん- 67 -

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社
5-6, パラメータの設定記録
パラメータの変更を行った際は記録を取り保管しておいてください。
Quick Set
表 示
パラメータ名称
デフォルト
Unit Metres
長さ単位
Lo Level
最小レベル
Hi Level
最大レベル
FailSafe
フェールセーフ
FailTime
フェールセーフ時間
AppType
アプリケーション
FillRate
レベル上昇率EmtyRate
レベル下降率DispMode
表示選択
Offset
オフセット
LockCode
ロックコードOutputAd
FillDamp
レベル上昇平均化
EmtyDamp
レベル下降平均化
4mA Adj
電流校正(4mA)
20mA Adj
電流校正(20mA)
Analog
出力選択
Simulate
模擬出力Comm type
通信タイプ
Device ID
デバイス ID
BaudRate

ボーレート

Relay Mode1
Relay Mode2
Relay Mode3
Relay Mode4
Relay Mode5
TX set Up
Gain
Gain StepDist Step
Threshold
Blanking
EmptDist
TempTrim
DistT rim
Velocity
Map Dist
Map Used
Map Marg

リレー1 動作モード
リレー2 動作モード
リレー3 動作モード
リレー4 動作モード
リレー5 動作モード

IM-EM138 J-5

変更後

初期ゲイン
ゲインステップ
距離ステップ
スレッシュホールドブランキングエンプティ距離
温度補正
距離補正
音速補正
マップ設定距離マップ距離
マップマージン- 68 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社
ソフトウェアーVer.5.78 以降
Quick Set
表 示
Unit
Lo Level
Hi Level
FailSafe
FailTime
AppType
FillRate Speed
EmtyRate SPeed
DispMode
OffsetLockCode
OutputAd
FillDamp
EmtyDamp
4mA Adj
20mA Adj
AnalogSimulate
Comm type
Device ID
BaudRate
Relay Mode1
Relay Mode2
Relay Mode3
Relay Mode4
Relay Mode5
Bk Light
Disp CharV in Chk
Test input
TX set Up

パラメータ名称
長さ単位
最小レベル
最大レベル
フェールセーフフェールセーフ時間
アプリケーション
レベル上昇率
レベル下降率
表示選択
オフセット
ロックコード変更後

レベル上昇平均化
レベル下降平均化
電流校正(4mA)
電流校正(20mA)
出力選択
模擬出力
通信タイプ
デバイス ID
ボーレート
リレー1 動作モード
リレー2 動作モード
リレー3 動作モード
リレー4 動作モード
リレー5 動作モード
バックライト
文字数
電圧チェック
テストインプット

Gain ４ゲイン 4Gain Step 3

ゲインステップ 3

Dist Step 3

距離ステップ 3

Echo Size

信号サイズ

Threshold

スレッシュホールド

Blanking

ブランキング

EmptDist

エンプティ距離

TempTrim

温度補正

DistT rim

距離補正

Velocity

音速補正

Map Dist

マップ設定距離

Map Used

マップ距離

Map Marg

マップマージン

TX Reset

センサーリセット

UW5000 取扱説明書

デフォルト- 69 -

IM-EM138 J-5

東京計装株式会社

6, 保守、点検
6-1, エラー表示

エラーコード

01

02

エラー内容

対処方法

変換器とセンサ間で通信ができず、データの転送ができない状態なっています。
変換器側でセンサデータを見ることができない状態となっています。
変換器とセンサ間で通信はしているが、信号の質が悪く判別しにくい状態となっています。

分離形の場合はセンサケーブルが変換器にきちんと接続されているか確認をしてください。
ケーブルの断線、短絡が無いかも確認してください。
供給電源が規定値より低い場合にも発生します。
レベル計本体の端子部で電源電圧の確認を行ってください。
このエラーが発生する場合通信ケーブルにノイズが進入していることが考えられます。
そのため、センサケーブルのシールド処理がきちんとされているか確認してください。
シールドの処理を行ってもエラー状態が解消されない場合、
センサと変換器を直接（専用ケーブルのみで）接続してみてください。
それでも解消されない場合は弊社までご連絡をお願いします。

03
04

出力を Profibus ,FF などを選択したが、 出力を変更するかモジュールの追加が必要
対応するモジュールが設置されていな
いソフトウェアーのプログラムが正常に 再起動をおこなっても発生する場合は再設定が必要。
インストールされていない
継続的に発生する場合は弊社にご連絡ください。

6-2, 保守作業
UW5000 はメンテナンスフリーですので通常は保守作業は必要ありません。
測定対象物が多量の粉塵を発生させたり、付着性の高い物質の場合、液の跳ね返りなどによりセンサが汚れる場合は定期的に清掃をおこなってください。
振動のある場所にセンサを設置している場合は、センサ,集音ホーンに緩みが無いか定期的に点検を行ってください。

IM-EM138 J-5- 70 -UW5000 取扱説明書

東京計装株式会社

6-3, トラブルシューティング症

状表示、出力がでない

レベル表示がされない

測定値が正しくない

表示は出るが、正しいレベル表示とならない

実レベルより高く
表示、出力されている

実レベルより低く
表示、出力されている

実レベルと指示レ
ベルに差がある

指示値が変動する

原

因

電源は供給されているか？
結線はされているか？
供給電源は正常か？
容器内が空のときに電源投入をしていないか？
反射位置が測定レンジ外に設定されていないか?
発信部、ホーン内部に付着物はない
か？
取り付けノズルは基準値以内か？
集音ホーン、発信面の先端はノズルより出ているか？

置電源を供給する
正しく結線をする
正しい電源電圧を供給する
容器内に反射対象物を入れると測定値を表示する。
エンプティ距離を変更する。
エンプティ距離を変更する。
発信部、ホーンを清掃する。
ノズルを基準とおりと変更する。
ノズルを短くする
集音ホーンを付けていない場合は集音ホーンを取り付ける。

取り付けノズル、またはレベルスイッ
チ、温度計などの反射障害を起こす物
はないか？
実レベルブランキングに入っていな
いか？
供給電源は正常か？

レベル計の設置場所を変更する。
スレッシューホールドを高くする。
初期ゲインを低くする。
実レベルを下げる。

レベル計の取り付け位置が容器中心に近くないか？
多重波が発生していないか？

取り付け位置に変更する
スロープ増加率を小さくする。
取り付け位置を変更する
スロープ増加率を小さくする。スレッシュホール
ドを低くする。
最小レベル、最大レベルを確認、変更する。
泡、浮遊物を除去するか、泡が発生しないようにする。
泡の無い位置へ設置位置を変更する。

レンジ設定が正しいか？
液面に泡、浮遊物が無いか？

投入物の影響は受けていないか？
障害物はないか？

液面変動、波立ちはないか？

液面に泡、浮遊物が無いか？

UW5000 取扱説明書

処- 71 -

正しい電源電圧を供給する

取り付け位置を変更する
投入物の経路を変更する
取り付け位置を変更する。
ブランキングを長くする。
スレッシュホールドを高くする。
初期ゲインを小さくする。
レベル上昇、下降平均化数を増やす。
レベル上昇率、下降率を低くする。
泡、浮遊物を除去するか、泡が発生しないようにする。
泡の無い位置へ設置位置を変更する。

IM-EM138 J-5

■ サービスネット
製品の不具合などの際は弊社営業担当か、弊社営業所までご連絡ください。
営業所については弊社ホームページをご覧ください。

■ 製品保証弊社ホームページをご覧ください。

All right Reserved Copyright © 2017 TOKYO KEISO CO., LTD.
本書からの無断の複製はかたくお断りします。