取扱説明書
SONICMAX®

超音波流量計UL3400C

このたびは弊社超音波流量計をご採用いただき、誠にありがとうございました。
この取扱説明書には本器の設置方法、取扱い上の注意事項等が記載されていますので、ご使用前に必ずご一読ください。

IM-F1056-3
4版 2019 06 E
1版 2016 04 OEM

－目 次－■ 受入および保管について ....................................................................................................... 3
1

使用上の一般的注意事項 ...................................................................................................... 42

設 置 .................................................................................................................................... 5
流量計の取り扱い............................................................................................................. 5
取付姿勢と設置場所 ......................................................................................................... 5
設置上の注意事項............................................................................................................. 6
接続フランジ .................................................................................................................... 7
配管・流体に電流が流れているラインへの設置 ............................................................. 73

配 線 .................................................................................................................................... 8
変換部端子箱 .................................................................................................................... 8電源の接続 ....................................................................................................................... 8
接 地 ................................................................................................................................. 9配 線 ................................................................................................................................. 9
3.4.1 配線上の注意 ............................................................................................................. 9
3.4.2 端子配置 .................................................................................................................. 11
3.4.3 電源の結線 ............................................................................................................... 12
3.4.4 電流出力の結線 ........................................................................................................ 12
3.4.5 パルス出力の結線 .................................................................................................... 13
3.4.6 状態出力の結線 ........................................................................................................ 13
3.4.7 コントロール入力の結線 ......................................................................................... 13表示器の取付方向の変更 ................................................................................................ 14
3.5.1 水平／垂直取り付けの変更...................................................................................... 14
3.5.2 流れ方向の変更 ........................................................................................................ 154

各部の名称および機能 ....................................................................................................... 17
変換部表示パネル........................................................................................................... 17
表示器 ............................................................................................................................. 17
4.2.1 測定モード（流量測定時）...................................................................................... 175

運 転 .................................................................................................................................. 18
運転準備 ......................................................................................................................... 18
5.1.1 電源投入前の確認事項 ............................................................................................. 18
5.1.2 検出部通液 ............................................................................................................... 18
運 転 ............................................................................................................................... 18
5.2.1 通 電 ........................................................................................................................ 18
5.2.2 ゼロ調整 .................................................................................................................. 19
5.2.3 積算表示のリセット ................................................................................................ 20
5.2.4 運 転 ........................................................................................................................ 21

6

データ設定 ......................................................................................................................... 21
設定の概要 ..................................................................................................................... 21
6.1.1 設定手順 .................................................................................................................. 21
6.1.2 設定項目一覧 ........................................................................................................... 23
設定例 ............................................................................................................................. 38
6.2.1 アナログ出力（DC4-20mA）の設定 ........................................................................ 38
6.2.2 表示内容の設定 ........................................................................................................ 41
6.2.3 周波数出力（frequency output）の設定 ................................................................ 48
6.2.4 パルス出力（pulse output）の設定 ........................................................................ 51
6.2.5 入出力端子機能の設定 ............................................................................................. 54
6.2.6 状態出力の設定 ........................................................................................................ 55
6.2.7 コントロール入力の設定 ......................................................................................... 56
6.2.8 任意単位の設定 ........................................................................................................ 57
UL 3400C

1

6.2.9 正逆両方向出力の設定 ............................................................................................. 60
6.2.10
機能テスト ............................................................................................................ 62
7

エラー内容および対処 ....................................................................................................... 64
エラーメッセージ画面.................................................................................................... 64
エラーリスト表示方法.................................................................................................... 65
エラーリスト .................................................................................................................. 66
エラーリセット方法 ....................................................................................................... 71

2

UL 3400C■ 受入および保管について
1）受 入
本品は次の内容にて納入されます。
・超音波流量計
・設定データシート（1枚）
・取扱説明書（1冊）…..（本書）
製品受領後、ご注文内容に合わせて内容・数量をご確認ください。
万一、内容の相違や不足のあった場合はお買い求め先へご連絡ください。
なお、配管用のボルト・ナット・ガスケット、接続用ケーブル等はお客様にてご用意くださ
い。

2）保 管
本品を保管する場合は、以下に示す条件の場所に保管してください。
・雨や水のかからない場所
・温度が－50～＋70℃、湿度が80%RH以下の風通しのよい場所
・振動の少ない場所
・腐食性ガスの少ない場所

UL 3400C

3

■ 本書で使用しているマークについて
本書では、安全上絶対にしないでいただきたいことや注意していただきたいこと、また、取扱い上守っていただきたいことの説明に次のようなマークを付けています。これらのマークの箇所は必ずお読みください。

1

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性や製品の破損または付帯設備等の物的損害の発生が想定される内容を示します。

注記

この表示は製品の取り扱い上、必要不可欠な操作や情報を示しています。

使用上の一般的注意事項
材 質

改造等の禁止警告 本製品は工業用計器として厳密

注意本製品の材質については納入仕な品質管理のもとに製造・調整・検査を行い納入しております。
みだりに改造や変更を行うと本来の性能を発揮できないばかり
か、作動不適合や事故の原因となります。改造や変更は行わな
いで下さい。
仕様変更の必要がある場合は当社までご連絡ください。

様書あるいはテクニカルガイダ
ンスに記載されています。当社
でもお客様の仕様をお伺いし最適な材質選定に努めておりますが、実際のプロセスにおいては混入物などの影響があり、耐食性等が万全でないこともあります。
耐食性・適合性のご確認、最終的な材質の決定はお客様の責任でお願いいたします。

使用条件の厳守
計量単位

警告 納入仕様書あるいはテクニカル

注記本製品では法定計量単位以外のガイダンスに記載された仕様、
圧力、温度の範囲内での使用を厳守してください。
この範囲を超えた条件での使用は事故、故障、破損などの原因となります。

流量や体積単位(US Gal など)が組み込まれており、設定により表示されます。日本国内では、これらの法定計量単位以外の単位は計量に使用しないでください。

用 途

注意 本製品は計器としての用途にのみ使用し、その他の用途には使用しないでください。
保守・点検

警告

4

本製品を保守、点検などのためにプロセスから取り外す際は、測定対象物の計器内への付着に注意してください。
測定対象物に腐食性や毒性がある場合は、作業者に危険がおよびます。

UL 3400C

2

設 置
流量計の取り扱い
できるだけ梱包状態のまま設置場所まで運び、落下などにより衝撃が加わることのないよう充分注意してください。
持ち運びは必ず流量計の本体を持って行ってください。
ロープで吊り上げる場合は、フランジ短管部またはフランジ部に設けられたロープ穴にロープを掛けてください。
測定管内に棒などを入れてつりあげたり、変換部ハウジング部分をワイヤでつり上げたりしないでくだ
さい。

また、変換部ハウジングを下にして床などに置かないでください。

取付姿勢と設置場所
水平配管に取り付ける場合は、変換部ハウジングが上側または下側に位置するように取り付けてください。変換部ハウジングが横方向（表示部が上または下を向く方向）に位置する姿勢では取り付けないでください。

測定管内が常に流体で満たされるような配管位置に取り付けてください。測定管内が満液でないと、
正しい測定はできません。
本体に表示された流れ方向マークと配管の流体流れ方向が一致するように取り付けてください。
ただし、このように取り付けた場合に表示部が反対側を向いてしまう場合には、流れ方向マークと逆の向きに取り付けてもかまいません。本器は正逆両方向の測定が可能ですので、変換器のデータ設定
にて流れ方向を本体の流れ方向マークと逆向きに設定することができます。

UL 3400C

5

直射日光が当たる場合は、日よけを設置することをお勧めします。（直射日光による温度上昇などに
より計器寿命が短くなる場合があります。）
配管振動が少ない場所に設置してください。振動が大きい場合は、配管サポートを強固にして振動を抑えてください。
測定精度確保のため、以下の直管部を設けてください。
・上流側：10 × D
・下流側： 5 × D（D：流量計の口径）
上記の直管長は上流側がエルボ、ティー、全開の仕切バルブ（ボールバルブ、ゲートバルブ）の場合を示します。上流側がポンプの場合は、20 × D 以上の直管部を設けてください。
流量調節バルブは必ず流量計の下流側に設置してください。半開状態のバルブが上流側にあると、正しい測定ができなくなる場合があります。
また、2 つ以上の液体を混合するラインや配管に注入行うラインの場合は、流量計はできるだけ混合（注入）ポイントの上流に設置してください。混合（注入）ポイントの下流側に設置する場合は、流量計上流側の直管長を 30D（D：流量計の口径）以上確保してください。ただし、この場合でも流量指示が不安定になることがあります。

〔動作温度範囲〕
周囲温度： -40 to +65°C
流体温度：
一体形 -45 to +140°C （UL3400C）

設置上の注意事項
本器は測定管内が完全に満液状態でないと正しい測定ができません。気泡の混入や非満液状態での測定誤差や誤動作を避けるため、以下の注意事項を守ってください。

・長い水平配管の場合
完全に満液状態にならないことがあるので、
右図のように少し上向き勾配の部分を設けて流量計を設置してください。

・下流側が開放の場合
右図のように下流側配管を立ち上げて流量計を配管の低い部分に設置してください。

・下流側が 5m 以上（①）立ち下がっている
場合、配管内が負圧になりやすくキャビテー
ションによる気泡が発生する場合がある
ので、流量計の下流側にエアベント（②）を設置してください。（なお、配管内が負圧になっても、流量計に損傷を与えることはありません）

6

UL 3400C

流量調節バルブは、必ず流量計の下流側に設置
してください。上流側のバルブはキャビテーシ
ョンおよび流速分布の乱れにより、測定に影響を及ぼします。

流量計は必ずポンプの吐出側に設置してください。吸入側に設置すると、キャビテーションや
非満液状態による影響が出る場合があります。

接続フランジ
接続するフランジ・配管の倒れ、偏心がある場
合には、流量計を取り付ける前に必ず修正してください。
右図に示すように、接続フランジの平行度は、
Lmax - Lmin  0.5 mmとなるようにしてください。

配管・流体に電流が流れているラインへの設置
電解槽まわりなど電流が流れている配管ラインに設置する場合は、流量計本体を配管から絶縁して取り付ける必要があります。
下図に示すように、絶縁スリーブを使用してボルトを取り付けて、流量計本体と接続フランジ・配管を絶縁してください。

1. 超音波流量計フランジ
2. 配管側フランジ
3. ガスケット
4. ボルト
5. ナット
6. ワッシャ7. 絶縁スリーブ

配管側フランジ間にアース線（≥ 4 mm²）を接続してください。ただし、流量計のアース端子にはアース線を接続しないでください。

UL 3400C

7

3

配 線
変換部端子箱

変換部カバーを開ける際、カバーおよびハウジングのねじ部・ガスケットに損傷を与えないように注意してください。
カバーを閉める時はねじ部にグリースが付いていることを確認し、グリースが落ちている場合はテフロングリースを塗布してから閉めてください。ガスケットが劣化している場合は、直ちに交換してください。



電源と信号系の配線ケーブルは別々のケーブルを使用してください。
極力、ケーブルの心線が端子箱内でクロスしたりループにならないように配線してください。

電源の接続


メンテナンス等のために本器の電源を遮断する必要がある場合には、外部にス
イッチやブレーカーを設置してください。



安全のために端子箱内の接地端子（M5 ねじ端子）から必ず D 種接地（接地抵抗100Ω以下）以上の接地工事を実施してください。接地端子は 4mm2 までの電線を接続できます。
なお、2 心の電源ケーブルを使用する等の理由で端子箱内の接地端子から接地工事ができない場合には、変換部ハウジング外部接地端子を使用して同様の接地工事を実施してください。
（端子箱内の接地端子と変換部ハウジング外部接地端子は同電位です）



防爆形の場合は、必ず変換部ハウジング外部接地端子から A 種接地工事（接地
抵抗 10Ω以下）を実施してください。この接地は防爆安全保持上必要です。

:
電源端子
接地端子（端子箱内）：M5
D 種接地：接地抵抗 100Ω以下

端 子

機 能

L / L＋

電源端子（Live）

N / N1－

電源端子（Neutral）

仕 様
AC100 ～ 230 V（85～ 253V）
または
DC24V（11～ 31V）・ハウジングの外部接地端子：M5変換部ハウジング接地端子
検出器接地端子（分離形）

8

防爆形：A 種接地工事（接地抵抗 10Ω以下）
一般形：端子箱内接地端子を使用しない場合に D 種接地工事（接地抵抗 100Ω以下）を実施。

UL 3400C

接 地
AC電源

次に示す方法で接地工事を確実に行ってくだ
さい。

出力信号

1 ) 接地端子から断面積2mm2以上の銅線（ 600Vビニル絶縁電線など）を用いてを実施してください。
一般形：D種接地工事（接地抵抗100Ω以下）
防爆形：A種接地工事（接地抵抗10Ω以下）2) 接地端子は下図に示す端子箱内にあります。
この端子を使用して接地してください。

AC電源
出力信号

注記
AC電源形で電源と信号配線を同一ケーブルで配線すると、誘導ノイズにより出力が影響を受けることがあります。
4）配線接続口部分は防水処理を確実に行ってください。

電源端子カバーを開けてください。
1.5.2アドバイス参照

接地端子5）コンジット配線を行う場合には図1.5aに示すように配線接続口から下向きの傾斜を設けて、配線接続口にコンジットを通して水が流れ込まないようにしてください。
また、コンジット配管にはドレン抜きを設けて定期的に排水してください。

注意
配線接続口から内部に水が流れ込むと、変換基板や検出部内部に水が浸入して修理が困難になることがあります。
配線接続口の防水処理は確実に行ってください。
コンジット配線

配 線
3.4.1 配線上の注意
1）流量計内部への水の侵入や結露による障害を防ぐため、雨天時には屋外では配線作業を行わないでください。

ドレン抜

コンジット配線

2）AC電源形の場合は、電源配線と信号配線は必ず別々のケーブルを使用してください。
複数の出力信号を取り出す必要があって、配線接続口が不足する場合には、信号ケーブルに多芯ケーブルを使用して配線してください。
DC24V電源形の場合は、電源と信号配線が同一ケーブルでも差し支えありません。
図1.5a
UL 3400C95）端子へのケーブル端末の接続時は、線心を端子の奥まで充分に差し込み、約0.4
N･mの締め付けトルクで確実に結線してください。

◎圧着端子の使用および適合電線について

6）使用するケーブルは以下のものを推奨し
ます。

公称断面積
種 類
仕上り外径

電源端子

入出力信号端子0.5～2.5mm2

0.5～2.5mm2

ビニルシースケーブル
ビニルキャブタイヤケーブル

本器の端子台は差込み式ネジ接続端子で、撚線を素線のまま接続できるように設計されています。したがって、棒形圧着端子等を使用する必要はありません。
しかし、撚線がばらけないようにするため、あるいは工事規定等で圧着端子の使用が必要な場合には、以下に示す圧着端子の使用を推奨します。
これら以外の棒形圧着端子では、挿入部分の寸法が端子と合わなかったり、接続が不完全になることがありますのでご注意ください。

8～11mm1）フェニックス・コンタクト製 絶線棒端子／圧着工具7）端子は撚線を素線のまま接続できるように設計されていますので、圧着端子を使用する必要はありません。使用する場合
は、次項の「圧着端子の使用および適合電線について」を参照してください。

電線公称
断面積
（mm2）

適 合
棒端子型番

電源
端子

入出力
端子

0.5

AI0.5－8

○

○

0.75

AI0.75－8

○

○

1.0

AI1－8

○

○

1.0～1.5

AI1.5－8○○

1.5～2.5

AI2.5－8○○

圧着工具型番

ZA3(0.25～6mm2用)2）日本ワイドミューラー製 絶縁カバー付ス
リーブ／圧着工具
電線公称
断面積
（mm2）

スリーブ
型番

適 合
電源
端子

入出力
端子

0.5

H0.5/13,14

○

○

0.75

H0.75/13,14

○

○

1.0

H1.0/13,14○○

1.0～1.5

H1.5/14○○1.5～2.5

H2.5/15○○

圧着工具型番

PZ4(0.5～4mm2用)

なお、圧着端子および圧着工具が入手困難な場合には、弊社までご連絡ください。

10

UL 3400C

3.4.2 端子配置

電源端子
端子

内容

L／
L+

AC電源／

N／
L－

L－（－極）

DC電源の場合L＋（＋極）

アース接続

出力端子

電源端子には保護用のカバーがります。
電源端子カバー

端子

極性

D－

－

D

＋

C－

－

C

＋

B－

－

B

＋

A＋

＋

アドバ
イス

パルス又は状態出力

状態出力
コントロール入力又は
状態出力

電流出力

A－
A

内容（標準品）－

4～20mA（内部電源）※実際に結線の際は個別の納入仕様書をご覧ください。

電源端子カバーは下図矢印部のツメを押し下げて開きますが、開きにくい場合は矢印の隙間にマイナスドライバを軽く差し込むと簡単に開きます。

UL 3400C

11

3.4.3 電源の結線
3.4.4 電流出力の結線
配線前に次の事項を確認してください。
1）通常の結線（内部電源使用）

1）本器の定格電源電圧と接続しようとしている電源とが一致していることを確認してください。

端子A＋／Aに受信計器を接続してください。
DC4-20mA（またはDC0-20mA）が出力されます。電流出力は電源および他の出力とアイソレートされています。

2）電源は必ず計装用電源などを使用し、動力用電源と共用することは避けてください。
また、インバータなどを使用していて電源ラインへノイズが混入する恐れのある場合は、インバータ用ノイズフィルター等を設置してノイズを除去してくださ
い。

A

A－

A＋

－
受信計器

3）電源電圧が規定範囲内にあることを確認してください。
電圧範囲はテクニカルガイダンスを参照
してください。

＋

 許容負荷抵抗は 1000Ωです。電流発信

注意

用の電源は内蔵されているので外部電規定範囲外の電圧を印加すると変換部に損傷を与えますので、充分ご注意ください。

源は不要です。

注意
A＋/ A 間に電圧を印加しないでください。
●AC電源形L2）外部電源を使用する場合の結線
2線伝送器用受信計など伝送用電源を内蔵した受信計器を使用する場合は、A／A－端子間に接続してください。

N

AC電源

A

接地

A－

A＋

－

●DC電源形（DC24V）
L＋
～

受信計

E

＋

L－

＋

－

外部電源（DC32V以
＋
－
DC24V
(DC9～31V)

接地 外部電源の電圧は DC32V 以下としてください。

注意
接地は必ずアース端子(E)を使用してください。

12

DC24V仕様の2線式用受信計は使用しないでください。

UL 3400C

3.4.5 パルス出力の結線

3.4.6 状態出力の結線

パルス出力はオープンコレクタ出力で、端子
D／D－に出力されます。

D

D－

＋

－

状態出力はオープンコレクタ出力で、端子B／B－と C／C－に出力されます。

B－
B
(C)－
(C)
＋

オープンコレクタ
入力形

カウンタ

オープンコレクタ
入力形

受信計

負荷定格：DC32V以下、20mA以下（≦
10kHz）

負荷定格：DC5～30V、100mA以 負荷定格内で使用してください。

 負荷定格内で使用してください。

 出力は電源および電流出力とアイソレート

 出力は電源および電流出力とアイソレート

されています。

されています。
 電圧入力形の受信計器への接続
電圧入力形のパルスカウンタ等には直接接続できません。この場合は、以下に示すよ
うに外部電源および外付け抵抗器を使用して電圧に変換して接続してください。

－

3.4.7 コントロール入力の結線
コントロール入力は電圧入力形で、設定により端子 B / B－に入力します。

注記
D

R：抵抗器

R

＋

コントロール入力は標準では機能設定されていません。Fct.2.1：入出力端子機能の設定を変更する必要があります。

D－

－

＋

B

B－

＋

－
電圧入力

外部電源：DC32V以下
－

カウンタ

電圧入力形

※ 外付け抵抗器の値はカウンタの入力電圧範囲を考慮し、かつパルス出力端子の入力電流がLow ：DC0～
2.5V

100mA以下（≦10Hz）、20mA以下（≦
10kHz）となるように決定してください。

 印加電圧は DC32V 以下としてください。
 入力は電源および電流出力とアイソレート
されています。

UL 3400C

13

表示器の取付方向の変更
水平配管
3.5.1 水平／垂直取り付けの変更
表示器（指示部）は、以下のいずれかの向きに取り付けられています。

ストッパー

ストッパー

挿入口

挿入口

表示器の取付方向を変更する場合には、以下の方法で行ってください。
1）電源を切ってください。

警告
電源を投入したまま作業をすると、感電や基板を損傷する恐れがありますので、必ず電源を切ってください。
2）表示器側の変換部カバーを回して開けて
ください。
垂直配管
ストッパー挿入3）表示基板を止めてある2ヶ所のストッパ
ーをマイナスドライバーで解除して基板を取外してください。
4）水平配管取り付けの場合および、垂直配管取り付けの場合には、希望する向きに基板を90ﾟ回して2ヶ所のストッパーがロ
ックするまでさし込んでください。この際、表示基板と内部基板を接続している
フラットケーブルを必要以上にねじらないように注意してください。
5）カバーをしっかりと閉めてください。

ストッパー挿入6）電源を投入してください。

14

UL 3400C

3.5.2 流れ方向の変更
特にご指定のない限り、流れ方向は変換部の配線接続口側が上流側となるよう設定してあります。
(流れ方向が逆の場合瞬時流量表示はマイナス又はゼロを表示します。)

流れ方向

流れ方向マークとプロセスの流れ方向を一致させて取り付けた場合に表示部が見にくい方向を向いてしまうときは、次の方法により流れ方向設定を変更してください。
1）流れ方向マークと逆の向きに配管に取付けてください。

流れ方向

2）電源を投入し、変換部のキー操作によりデータ設定モードに切換えてください。
3）Fct. C1.3.2「Flow Direction」のデータを“normal direction”から“reverse direction”に変更
してください。
（変更方法は操作方法参照）
4）以上の設定により流れ方向マークと逆方向の流れが“正方向”となります。
流れ方向基準を逆にする設定例として、
標準流れ方向normal directionからreverse directionへの変更方法を示し
ます。

表示内容

Fct.NO.

test
setup
serviceC--process input
I/O

C1

calibration
filterplausibility

C1.3

キー操作方法> タッチ（3～4秒間タッチしつづける）
（2回）タッチで setupを選択する> タッチで process inputの項目に入る> タッチ、 タッチ（2回）で filterの項目に入る

limitation
flow direction
normal direction
time constantC1.3.2

現状の選択normal direction（正方向）が表示される

normal direction
flow direction
normal direction

C1.3.2> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される

normal direction
flow direction
reverse direction

C1.3.2> タッチ、 タッチで flow directionに入る

normal directionが選択されている
 タッチで reverse directionを選択する
 をタッチする

UL 3400C

15

imitation
flow direction
reverse direction
time constant--Save configuration?
Yes

C1.3.2> calibration
filterself test--> process
input
I/O

test
setup
service をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
C

更新する場合は、Yesで  をタッチ更新しない場合は、 タッチでNoにして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

16>

UL 3400C

4

各部の名称および機能
変換部表示パネル

表示器
表示器の表示は各モードにより、次のようになります。
4.2.1 測定モード（流量測定時）
 瞬時流量値、流量積算値、導電率、バーグ
ラフ表示など、1 画面に 1 から 3 段まで同時に表示することが可能です。

図 2.1
1. 表示器
バックライト付液晶表示で、最大3段まで表示します。
また、データ設定時には機能項目およびデータが表示されます。
2. 1段目および2段目表示部
瞬時、積算値などを表示します。
1段のみの表示にすると、文字が大きくなります。
3. 3段目表示部
バーグラフ表示も可能です。
4. 赤外線センサ
データ設定は、フロントカバーを外さずにガラス面の外部から指先を>, , ▲, ▼の赤外線センサをタッチすることによりデー
タ設定操作を行うことができます。
5. 青色バー表示部
測定時はTAG.NO.を表示し、データ設定時にはFct.NO.を表示します。

6. センサ応答表示
赤外線センサが応答した時にマーク（×）
が表示されます。

UL 3400C

17

5

運 転

本器は納入に先立ち、ご指定の仕様に基づいてデータ設定・調整がなされています。
取付および配線が完了した後、本章の手順に従って操作していただければ、表示と電流およびパルスの流量信号が得られます。
万一、運転開始時に不具合が生じた場合は、設定データの確認を行ってください。
また、特にご指定のない機能については標準設定
値に設定されていますので、必要に応じて設定データの変更を行ってください。

5.1.2 検出部通液
検出部測定管内を満液状態にして、流体を静止させてください。この際、バルブにリークがなく、完全に流体が静止していることを確認してください。
また、気泡が測定管内に残らないようにして
ください。

注記
検出部測定管内が空になったり満液状態でないと、表示・出力が振りきれたり、ハンチングしたりします。
必ず満液状態にしてください。

運転準備
運 転

5.1.1 電源投入前の確認事項

5.2.1 通 電
取付けおよび配線完了しましたら、
電源投入・運転開始前に次の点を必ず確認してください。
1）配 線

1）電源を投入してください。
変換部の内蔵マイクロプロセッサがイニシャルチェックした後、測定値表示となります。
瞬時流量値表示のときは、ゼロ調整前です
ので表示がゼロにならないときがあります。
積算流量値表示のときは、メモリーされている積算値が表示されます。
次項のゼロ調整行った後、積算値のリセッ
ト操作をしてください。

 電源および出力端子の配線に誤りのないこと。
 ケーブルが確実に端子に接続されていること。
 接地が確実に行われていること。
2）電源電圧3）検出部の取付
 フランジボルトが確実に締めてある

2）通電後、約15分間ウォームアップしてく
ださい。

こと。
 流れ方向と流れ方向表示が一致していること。
4）使用流体 使用する流体の温度・圧力条件が適正であること。
※ 使用可能な温度・圧力範囲は、機種・口径等により異なります。
テクニカルガイダンス、納入仕様書等を参照してください。

警告
使用可能な圧力範囲や温度範囲を超えた流体を流すと、本器に損傷を与えたり事故の原因になります。
テクニカルガイダンス、納入仕様書等を参照の上、規定の温度・圧力範囲を必ず守ってく
ださい。

18

UL 3400C

5.2.2 ゼロ調整設置後、運転前に一度、必ずゼロ点の確認・調整を行ってください。
キ－操作は、下図に示します様に赤外線センサ付きですので、表示部ガラス蓋を取り付けたままキ－の上を指でタッチし操作して下さい。（ガラス蓋を外して操作すると、誤動作する場合があります。）

赤外線センサ
本器は、自動ゼロ調整機能をもっていますので、次の操作によりゼロ調整を行うことができます。
なお、ゼロ調整は一度行えば、電源を投入するたびに行う必要はありません。（ゼロ調整時の内部補正
データを不揮発性メモリに保持しています。）
ゼロ調整 操作手順

表示内容

Fct.NO> タッチ（3～4秒間タッチしつづける）

test
>

setup

キー操作方法C

（2回）タッチで setupを選択する

service-->process input> タッチで process inputの項目に入る
C1

I/O
Meter size>

calibration> タッチ、 タッチで calibrationの項目に入る
C1.2

filter> タッチで zero calibrationに入る-->

zero calibration

C1.2.1

GK> タッチで calibrate zeroに入る

calibrate zero ?
cancel

C1.2.1

 タッチで automaticを選択する

calibrate zero ?
automatic

C1.2.1

please wait
xxx.x scancelが選択されている

 をタッチする
校正中の残り時間が表示（カウントダウン）される

C1.2.1

UL 3400C

19

zero calibration
zero calibration

zero calibration OKと表示されると完了。
zero calibration NOKと表示された場合は、測定管内の満水静止状態をC1.2.1

OK確保してから をタッチして、再度、ゼロ点調整を実施してください。

---calibration---> zero calibration

C1.2.1>

filter-->>

Process

 をタッチしていくと

setup

階層が戻る

service

input

GK

test

I/O
Save configuration ？と表示される

-->

Save

更新する場合は、Yesで  をタッチC

configuration?

更新しない場合は、 タッチでNoにして  をタッチYes

 後、表示画面（page.1）に戻る

5.2.3 積算表示のリセット
積算表示を使用する場合は、運転前に積算値のリセット操作を行ってください。
次の操作で正方向、逆方向および正逆差流流量積算値がリセットされます。
積算表示リセット 操作手順
例：積算カウンター（Totaliser 1）のリセット

表示内容
-->

quick setup

Fct.NO.

操作方法> タッチ（3～4秒間タッチしつづける）

A

quick setupを選択する

test
Tag
>

reset

> タッチ、（2回）タッチで resetの項目にA3入る

analog outputs
reset errors>

Totalizer 1> タッチ、 タッチでTotalizer 1に入る

A3.2

Totaliser 2
reset
Totalizer ?

> タッチで reset? no と表示される

A3.2

no

reset

 タッチで yesを選択する

A3.2

 をタッチする

Totalizer?
yes
reset errors>

Totalizer 1
Totalizer 2

20

A3.2

Tag
>

reset
analog outputs>---

をタッチしていquick setup

くと階層が戻る

test

XXXXXX

表示画面となり、Totalizer 1（1）はリセットされます（左記は２ページ目）

1+0.000L（Save configuration ？の確認表示はされません）

UL 3400C

5.2.4 運 転1）流体を流し、運転を開始してください。
2）表示器が瞬時流量表示のとき、正方向の流れで“－”が表示された場合には流れ方向が逆になっています。検出器の取付方向（流れ方向マークと流れ方向が一致しているか）を確認してください。
3）流量レンジ、パルスレートの変更、表示内容の変更などを行う場合は、次章を参照して設定データの変更を行ってください。

6

データ設定
設定の概要

6.1.1 設定手順
本器の流量レンジ、表示機能、出力パルスレートなどの出力仕様、各機能などのデータ設定はすべて
フロントパネルの赤外線センサの設定キ－の操作により行います。

Set up データ設定メニューの構成
本器のSet upデータ設定項目は次のような階層メニューで構成されています。
メニュー

ファンクション

データ

process input

calibration********

I/O

hardware********

devicedevice info********

Fct. C1.0.00 process input
ゼロ調整、検出部データなど初期導入時のデータを設定します。
Fct. C2.0.00 I / O
運転に必要な主要データを設定します。
 フルスケール
 出力機能など
Fct. C5.0.00 device
表示機能のデータを設定します。

UL 3400C21

 キイ操作
1）設定モードに切換える>キーを2.5秒押します。

>

測定値
表示

quick setup2）メニューとファンクションを切り換える
メニュ

ファンクション

>setup

process input（データ項目の切換えも同様）

3）メニュー/ファンクションの項目を移動する>
process input

calibration

▼

▼
I/O

filter▼▼▼device（データ項目も同様）

具体的なキイ操作、データ設定方法については、
後述のデータ設定例を参照してください。

注記
設定モードにてデータ設定を行っている途中で、何もキイ操作をしない状態が3分間以上続くと、自動的に測定モードに戻ります。
この場合、それまでに行ったデータの変更はすべて無効になりますのでご注意ください。

22

UL 3400C

6.1.2 設定項目一覧
Fct.

テキスト表示A

Quick setup

簡易設定

A1

language

表示言語

テキスト内容の説明• English• Deutsch

A2

Tag

タグナンバー

A3

reset

リセット

A 3.1

reset errors

エラーリセット実施• yes（有効）A 3.2

totalizer 1• Français• Nederlands• no（無効）

トータライザー1リセット実施• yes（有効） • no（無効）A 3.3

totalizer 2

トータライザー2リセット実施• yes（有効） • no（無効）A4analog outputs

アナログ出力A 4.1

measurement

測定値（出力）選択• volume flow（体積流量：標準設定）• mass flow（質量流量）• velocity of sound（音速）• flow speed（流速）• gain（ゲイン値）• SNR（S/N比）• diagnosis value（診断値）

A 4.2

unit

体積流量単位選択• L/s • L/min • L/h • m³/s • m³/min • m³/h • m³/day • ft³/s • ft³/min• ft³/h • gal/s • gal/min • gal/h• gal/day • IG/s • IG/min • IG/h • IG/day• barrel/h • barrel/day • free unit

A 4.3

range

フルスケール
0 … xx.xxx
5桁までの数値設定が可能、単位はA4.2の選択による

A4.4

low flow cutoff

ローフローカットオフ• x.xxx m/s ±x.xxx m/s（0.000 m/s < 流速 < 10.00 m/s）
表示、アナログ出力、パルス出力に適用される。

A4.5

Time constant

出力時定数• xxx.x s（000.0 s < 出力時定数 < 100.0 s）
表示、アナログ出力、パルス出力に適用される。

A5

digital outputs

パルス出力

A 5.1

measurement

測定値（出力）選択• volume flow（体積流量：標準設定）• mass flow（質量流量）

A 5.2pulse value unit

パルス出力単位選択• ml • L • hl • m³ • in³ • ft³ • yd³ • gal • IG • barrel • free unit

A 5.3

value p. pulse

パルスレートxxx.xxx
6桁までの数値設定が可能、単位はA5.2の選択による

A 5.4

low flow cutoff

ローフローカットオフ
xx.x ± xx.x □

□:

流量単位

（設定値範囲: ﾌﾙｽｹｰﾙ値の0.0 % … 20 %に対する流量値）
標準設定：1.5±0.5%のフルスケール値に対する流量値
A6

GDC IR interface

GDC IRインターフェース（使用不可）

UL 3400C

23

Fct.

テキスト表示テキスト内容の説明

B

test

テスト

B1

simulation

模擬出力

B 1.1

volume flow

模擬体積流量出力• set value（実行）• cancel（無効）B 1.2

velocity of sound

模擬音速出力• set value（実行）• cancel（無効）B 1.3

current out A

模擬出力 A端子• set value（実行）• cancel（無効）B 1.4

control input B
limit switch B
status output B

模擬出力 B端子• set value（実行）• cancel（無効）

set valueを選択し、任意の体積
流量を設定

start
simulation?

set valueを選択し、任意の音速を設定

start
simulation?

set valueを選択し、任意の電流を設定

start
simulation?

set valueを選択し、動作on/offを
選択

start
simulation?

set valueを選択し、動作on/offを
選択

start
simulation?

set valueを選択し、任意のパルス数または周波数を設定

start
simulation?

のいづれか
B 1.5

limit switch C
status output C
のいづれか

B 1.6

pulse output D
frequency out D

模擬出力 C端子• set value（実行）• cancel（無効）模擬出力 D端子• set value（実行）• cancel（無効）limit switch D
status output D

set valueを選択し、動作on/offを
選択

のいづれか

24

B2

actual values

実測値

B 2.1

act. volume flow

体積流量実測値

B 2.2

act. mass flow

質量流量実測値

B 2.3

act. vel. of sound

音速実測値

B 2.3.1

path 1測線1音速実測値

B 2.3.2

path 2測線2音速実測値

B 2.3.3

path 3測線3音速実測値

B 2.4

Act. flow speed

流速実測値

B 2.4.1

path 1測線1流速実測値

B 2.4.2

path 2測線2流速実測値

B 2.4.3

path 3測線3流速実測値

B 2.5

Act. gain

ゲイン実測値

B 2.5.1

path 1測線1ゲイン実測値

B 2.5.2

path 2測線2ゲイン実測値

B 2.5.3

path 3測線3ゲイン実測値

UL 3400C• yes（実行）• no（無効）• yes（実行）• no（無効）• yes（実行）• no（無効）• yes（実行）• no（無効）• yes（実行）• no（無効）• yes（実行）• no（無効）Fct.

テキスト表示テキスト内容の説明

B 2.6

act. SNR

SNR実測値

B 2.6.1

path 1

測線1SNR実測値

B 2.6.2

path 2測線2SNR実測値

B 2.6.3

path 3測線3SNR実測値

B 2.8

operating hours

稼動時間

B 2.9

Date and Time

日時

B3

information

情報

B 3.1

Status Log

エラーリスト履歴

B 3.2

Status Details

現在発生しているエラー詳細

B 3.3

C number

Cナンバー

B 3.4

Process input

センサー情報B 3.4.1

Sensor CPU

センサーCPU情報

B 3.4.2

Sensor DSP

センサーDSP情報

B 3.4.3

Sensor Driver

センサードライバー情報

B 3.5

SW. REV. MS

ソフトウェアMS情報

B 3.6

SW. REV. UIS

ソフトウェアUIS情報

B 3.8

Electronic Revision

基板情報

B 3.9

Change Log

設定変更履歴UL 3400C

25

Fct.

テキスト表示

C

setup

詳細設定

C1

Process input

プロセスインプット

C 1.1

Meter size

口径

テキスト内容の説明• 口径 25 - 3000 mm まで選択可能
C 1.2

Calibration

C 1.2.1

Zerocalibration

校正データ
ゼロ点調整
• cancel

中止• Automatic 自動ゼロ点調整• factory setting

26

工場出荷時でののゼロ点選択.

C 1.2.2

GK

検出器定数GK値の設定

C1.3

Filterフィルター

C 1.3.1

limitation

フィルターにおける適用流速範囲
流量測定の安定化を図る機能• - xxx.x m/s （1st value）… + xxx.x m/s（2nd value)(1st value < 2nd value)
設定レンジ 1st value: - 100.0 m/s 流速  - 0.001 m/s
2nd value: + 0.001 m/s  流速  + 100.0 m/s

C 1.3.2

flow direction

流れ方向• normal direction（正方向：標準設定）• reverse direction（逆方向）

C 1.3.3

time constant

出力時定数• xxx.x s（000.0 s < 出力時定数 < 100.0 s）
表示、アナログ出力、パルス出力に適用される。

C1.3.4low flow cutoff

ローフローカットオフ• x.xxx m/s ±x.xxx m/s（0.000 m/s < 流速 < 10.00 m/s）
表示、アナログ出力、パルス出力に適用される。

C 1.5

simulation

模擬出力

C 1.5.1

volume flow

体積流量

C 1.5.2

velocity of
sound

音速

C 1.6

information

センサ情報

C 1.6.1

Sensor CPU

センサCPUのID

C 1.6.2

Sensor DSP

センサDSPのID

C 1.6.3

Sensor Driver

センサDriverのID

C 1.6.4

calibration
date

校正日

C 1.6.5

serialno.sensor

センサ シリアル NO.

C 1.6.6

V no.sensor

センサ

V.NO.

UL 3400C

Fct.

テキスト表示テキスト内容の説明

C2

I/O

入出力

C 2.1

hardwareターミナルアサイン（割り当て）

C 2.1.1

terminals A

ターミナルAcurrent output（電流出力：標準）/ off

C 2.1.2

terminals B

ターミナルBstatus output（状態出力：標準）/ limit switch / control input / off

C 2.1.3

terminals C

ターミナルCstatus output（状態出力：標準）/ limit switch / off

C 2.1.4

terminals D

ターミナルD
Pulse output（パルス出力：標準）/ frequency output / status output / limit switch / off

C 2.2

current out A

電流出力

C 2.2.1

range 0% …
100%

出力レンジ
• xx.x … xx.x mA（0.00 mA  電流値  20.0 mA）
標準設定：04.0…20.0 mA

C 2.2.2

extended range

拡張出力レンジ（03.5 mA  電流値  21.5 mA）• xx.x … xx.x mA
標準設定：03.8…20.5 mAC 2.2.3

error current

エラ－時出力• xx.x mA（03.0 mA  電流値  22.0 mA）
標準設定：21.5 mAC 2.2.4

error condition

エラ－識別条件
・Failure（機器故障によるエラ－：標準設定）
・out of specification（すべてのエラ－）

C 2.2.5

measurement

測定値（出力）選択• volume flow（体積流量：標準設定）• mass flow（質量流量）• velocity of sound（音速）• flow speed（流速）• gain（ゲイン値）• SNR（S/N比）• diagnosis value（診断値）

C 2.2.6

range

フルスケール
0 … xx.xxx
5桁までの数値設定が可能、単位はC2.2.5の測定値選択による

C 2.2.7

polarity

流れ方向出力機能選択• positive polarity（正方向：）• negative polarity（逆方向）• both polarities（両方向）• absolute value（絶対値出力）

C 2.2.8

limitation

出力リミット± xxx … ± xxx %C 2.2.9

low flow cutoff（-150 %  value  +150 %）ローフローカットオフ
xx.x ± xx.x % （設定値範囲: 00.0 % … 20.0 %）標準設定：1.5±0.5%（フルスケール値に対して）

C 2.2.10

time constant

出力時定数xxx.x s （設定範囲 000.1 s … 100.0 s）標準設定：4sec

C 2.2.11

special function

特殊機能選択• off （無し）
• automatic range（自動2重レンジ切替）• external range（コントロール入力によるレンジ切替）

UL 3400C27

Fct.
C 2.2.12

テキスト表示threshold

テキスト内容の説明
2重レンジ切替ポイント
Fct. C 2.2.11 special functionがautomatic rangeに設定された時のみ有効
xx.x（切替ポイント）± xx.x %（ヒステリシス）：フルスケールに対する設定（設定範囲: 05.0 % … 80.0 %）C 2.2.13

information

変換基板情報C 2.2.14

simulation

模擬出力機能C 2.2.15

4mA trimming

4mA出力微調整

C 2.2.16

20mA trimming

3.6000…5.5000mAまで調整可能
20mA出力微調整
18.500…21.500mAまで調整可能

28

UL 3400C

Fct.

テキスト表示C 2.5

frequency out D

周波数出力

C 2.5.1

pulse shape

パルスタイプC 2.5.2

pulse width

テキスト内容の説明• automatic• symmetric• fixed自動：フルスケール周波数において、デューティ50％となるパルス幅

デューティ比 1：1
（50％）

任意設定

パルス幅
Fct. C 2.5.1 pulse shapeがfixedに設定された時のみ有効
xxx.xx ms

C 2.5.3

max. Pulse rate

（設定範囲: 0000.05 … 2000.00 ms）

最大出力周波数xxxxx.x Hz

C 2.5.4

measurement（設定範囲: 00000.0 … 10000.0 Hz）

測定値（出力）選択• volume flow（体積流量：標準設定）• mass flow（質量流量）• velocity of sound（音速）• flow speed（流速）• gain（ゲイン値）• SNR（S/N比）• diagnosis value（診断値）

C 2.5.5

range

フルスケール
0 … xx.xxx
5桁までの数値設定が可能、単位はC2.5.4の測定値選択による

C 2.5.6

polarity

流れ方向出力機能選択• positive polarity （正方向：）• negative polarity（逆方向）• both polarities （両方向）• absolute value（絶対値出力）

C 2.5.7

limitation

出力リミット± xxx … ± xxx %C 2.5.8

low flow cutoff（ -150 %  value  +150 %）ローフローカットオフ
xx.x ± xx.x %（設定値範囲: 00.0 % … 20.0 %）標準設定：1.5±0.5%（フルスケール値に対して）
C 2.5.9

time constant

出力時定数xxx.x s

（設定範囲 000.1 s … 100.0 s）

標準設定：0sec
C 2.5.10

invert signal

スタータス反転• off（ノーマルオープン）• on（ノーマルクローズ）

C 2.5.12

information

変換基板情報C 2.5.13

simulation

模擬出力機能UL 3400C

29

Fct.

テキスト表示C 2.5

Pulse output D

パルス出力

C 2.5.1

pulse shape

パルスタイプC 2.5.2

pulse width

テキスト内容の説明• automatic• symmetric• fixed自動：フルスケール周波数において、デューティ50％となるパルス幅

デューティ比 1：1
（50％）

任意設定

パルス幅
Fct. C 2.5.1 Pulse shapeがfixedに設定された時のみ有効
xxx.xx ms

C 2.5.3

max. Pulse rate

（設定範囲: 0000.05 … 2000.00 ms）

最大出力周波数xxxxx.x Hz

C 2.5.4

measurement（設定範囲: 00000.0 … 10000.0 Hz）

測定値（出力）選択• volume flow（体積流量：標準設定）• mass flow（質量流量）

C 2.5.5

pulse value unit

パルス出力単位選択
体積：• ml • l • hl • m³• free unit
• in³ • ft³ •yd³ • gal • IG

C 2.5.6

value p. pulse

質量：• mg • g • kg • t • free unit • oz
• lb • ST (Short Ton) • LT (Long Ton)

パルスレートxxx.xxx
6桁までの数値設定が可能、単位はC2.5.5のパルス出力単位選択による

C 2.5.7

polarity

流れ方向出力機能選択• positive polarity（正方向：）• negative polarity（逆方向）• both polarities（両方向）• absolute value（絶対値出力）

C 2.5.8

low flow cutoff

ローフローカットオフ
xx.x ± xx.x □

□:

流量単位

（設定値範囲: ﾌﾙｽｹｰﾙ値の0.0 % … 20 %に対する流量値）
標準設定：1.5±0.5%のフルスケール値に対する流量値
C 2.5.9

time constant

出力時定数xxx.x s （設定範囲 000.1 s … 100.0 s）
標準設定：0sec

C 2.5.10

invert signal

スタータス反転• off（ノーマルオープン）• on（ノーマルクローズ）

C 2.5.12

information

変換基板情報C 2.5.13

simulation

模擬出力機能30

UL 3400C

Fct.

テキスト表示C 2.3（4）

Status output B（C）

状態（ステータス）出力

C 2.3（4）.1mode

出力機能割付けテキスト内容の説明• Failure（機器故障によるエラ－：標準設定）• Maintenance Required（アプリケーションおよび機器故障によるエラ－）• out of specification （すべてのエラ－）• Flow polarity （流れ方向判別）• Flow Over Range （流量オーバーレンジ）• Totalizer 1 Preset （プリセットカウンタ1）• Totalizer 2 Preset （プリセットカウンタ2）• output A （ターミナルAによる判別）• output B （ターミナルBによる判別）• output C （ターミナルCによる判別）• output D （ターミナルDによる判別）• off （無し）
• Empty Pipe （空検知）C 2.3（4）.2

current out A

電流出力による判別
Fct. C 2.3（4）.1 modeがoutput Aに設定された時、有効
polarity：流れ方向判別
over range：オーバーレンジ
range change A：2重レンジ切替判別

frequency output D

周波数出力またはパルス出力による判別

または、Fct. C 2.3（4）.1 modeがoutput Dに設定された時、有効

pulse output Dpolarity：流れ方向判別
over range：オーバーレンジ

status output B（C）

状態出力による判別
Fct. C 2.3（4）.1 modeがoutput C（B）に設定された時、有効Same signal：Fct. C 2.4（3）と同一の状態出力

limit switch X

警報またはコントロール入力

または、

Fct. C 2.3（4）.1 modeがoutput C（B）：limit switch もしくは
control inputにcontrol input X

設定された時、有効
status off：状態出力OFFとなる。
C 2.3（4）.3

invert signal

ステータス反転• off（ノーマルオープン）• on（ノーマルクローズ）

C 2.3（4）.4

information

変換基板情報C 2.3（4）.5

simulation

模擬出力機能UL 3400C

31

Fct.

テキスト表示C 2.3（4）limit switch B（C）

警報出力

C 2.3（4）.1

measurement

測定値（出力）選択

テキスト内容の説明• Volume flow（体積流量：標準設定）• mass flow（質量流量）• velocity of sound（音速）• flow speed（流速）• gain（ゲイン値）• SNR（S/N比）• diagnosis value（診断値）
C 2.3（4）.2

threshold

警報切替ポイントxx.x（切替ポイント）± xx.x（ヒステリシス）□□: 測定値単位

切替ポイント値は、ヒステリシス値より大きい値で設定
C 2.3（4）.3

polarity

流れ方向出力機能選択（流量警報時のみ有効）• positive polarity（正方向）• negative polarity（逆方向）• both polarities（両方向）• absolute value（絶対値出力）

C 2.3（4）.4

time constant

出力時定数xxx.x sC 2.3（4）.5

invert signal（設定範囲 000.0 s … 100.0 s）

スタータス反転• off（ノーマルオープン）• on（ノーマルクローズ）

C 2.3（4）.6

information

変換基板情報C 2.3（4）.7

simulation

模擬出力機能C 2.3

control input B

コントロール入力

C 2.3.1

mode

コントロール入力機能割付け• off（機能停止）• zero outp. + stop total.（すぺての出力をゼロにホールドし、
すべての内蔵カウンタの停止

但し表示は除く）• stop all totalizers（すべての内蔵カウンタの停止）• stop totalizer X （指定した内蔵カウンタの停止）• reset all totalizers（すべての内蔵カウンタのリセット）• reset totalizer X（指定した内蔵カウンタのリセット）• error reset（エラーリセット）• hold all outputs（すべての出力をホールド 但し表示と内蔵カウンタは除く）• hold output X（指定した出力をホールド）• all outputs to zero（すぺての出力をゼロにホールド
蔵カウンタは除く）• output X to zero（指定した出力をゼロにホールド）• range change X（2重レンジへの切替）
C 2.3.2

invert signal

スタータス反転• off（ノーマルオープン）• on（ノーマルクローズ）

C 2.3.3

information

変換基板情報C 2.3.4

Simulation

模擬出力機能32

UL 3400C

但し表示、内Fct.

テキスト表示テキスト内容の説明

C3

I / O Totalizer

トータライザー

C 3.1

Totalizer 1

トータライザー1

C 3.2

Totalizer 2

トータライザー2

C 3.1（2）.1function of totalizer

カウンタ機能• + totalizer（正方向積算）• - totalizer（逆方向積算）• sum totalizer（正逆差流量積算）•off（機能停止）

C3.1（2）.2

measurement

測定値選択• volume flow（体積流量：標準設定）• mass flow（質量流量）

C3.1（2）.3

low flow cutoff

ローフローカットオフ
xx.x ± xx.x □

□:

流量単位

（設定値範囲: ﾌﾙｽｹｰﾙ値の0.0 % … 20 %に対する流量値）
C3.1（2）.4

time constant

時定数

C3.1（2）.5

preset value

積算プリセット値設定

xxx.x s

（設定範囲 000.0 s … 100.0 s）

xxx.xxxxx
・8桁までの数値設定が可能、単位はC5.7.10（13）の量単位選択による・プリセット値に達した時点で、状態出力が作動

C3.1（2）.6

reset totalizer

トータライザーリセット実施• yes（有効）C3.1（2）.7

set totalizer• no（無効）スタート時のトータライザー値設定
xxx.xxxxx
・8桁までの数値設定が可能、単位はC5.7.10（13）の量単位選択による

C3.1（2）.8

stop totalizer

トータライザーストップ実施• yes（有効）C3.1（2）.9

start totalizer• no（無効）

トータライザースタート実施• yes（有効）• no（無効）C3.1（2）.10

information

変換基板情報C5

device基板

C 5.1

device info

基板情報

C 5.1.1

Tag

タグナンバー

C 5.1.2

C numberElectronic unit-No.

C 5.1.3

device serial no.

Serial No. of the system

C 5.1.4

electronic serial no.

Serial No. of the complete electronic unit

C 5.1.5

information－

C 5.1.6

Electronic Revision

変換基板情報

C 5.2

display表示

C 5.2.1

language

表示言語• English

C 5.2.2

contrast• Deutschdefault display• Nederlands

コントラスト
標準設定値:0

C 5.2.3• Français

設定範囲：-9 … 0 … +9

デフォルト表示・1 meas.page（1ページ目：標準）・2 meas.page（2ページ目）・none（未設定）・status page（状態ページ）・graphic page（グラフィックページ）

C 5.2.4

Optical keys

赤外線スイッチの有効：On／無効：OffUL 3400C

切換え
33

Fct.

テキスト表示テキスト内容の説明

C 5.3
C 5.4

1. meas. page
2. meas. page

1ページ目

C 5.3（4）.1

function

表示行数

2ページ目

・two lines（2行：標準）・one line（1行）・three lines（3行）
C 5.3（4）.2

measurement 1.
line

1行目表示データ選択• volume flow（体積流量：標準設定）• mass flow（質量流量）• velocity of sound（音速）• flow speed（流速）• gain（ゲイン値）• SNR（S/N比）• diagnosis value（診断値）

C 5.3（4）.3

range

フルスケール
0 … xx.xxx
5桁までの数値設定が可能、単位はC5.3.02の1行目表示データ選択による

C 5.3（4）.4

limitation

表示リミット± xxx … ± xxx %C 5.3（4）.5

low flow cutoff（-150 %  value  +150 %）ローフローカットオフ
xx.x ± xx.x %（設定値範囲: 00.0 % … 20 %）標準設定：0.0±0.0%（フルスケール値に対して）
C 5.3（4）.6

time constant

表示時定数
xxx.x s

（設定範囲 000.1 s … 100.0 s）

標準設定：4sec
C 5.3（4）.7

format 1. line

1行目表示フォーマット
小数点以下8桁まで表示可能

C 5.3（4）.8

measurement 2.
line

2行目表示データ選択• bar graph（Fct.C5.3.02で選択した項目のバーグラフ：標準）• flow speed（流速）• velocity of sound（音速）• volume flow （体積流量）• mass flow（質量流量）• Totalizer 1 Mass （質量積算1）• Totalizer
2 Mass （質量積算2）• Totalizer 1 Volume （体積積算1）• Totalizer 2
Volume （体積積算2） • operating hours（操作時間）• gain（ゲイン値）• SNR（S/N比）• diagnosis value（診断値）

C5.3（4）.9

format 2. line

2行目表示フォーマット
小数点以下8桁まで表示可能

C 5.3（4）.10 measurement 3.
line

C 5.3（4）.11

format 3. line

3行目表示データ選択• flow speed（流速）• velocity of sound（音速）• volume flow （体積流量）• mass flow（質量流量）• Totalizer 1 Mass （質量積算1）• Totalizer
2 Mass （質量積算2）• Totalizer 1 Volume （体積積算1）• Totalizer 2
Volume （体積積算2） • operating hours（操作時間）• gain（ゲイン値）• SNR（S/N比）• diagnosis value（診断値）
3行目表示フォーマット
小数点以下8桁まで表示可能

C 5.5

graphic page

トレンド（4ページ目）

C 5.5.1

select range

レンジ選択・manual（手動）・automatic（自動）C 5.5.2

range

縦軸スケール（Y軸）＋xxx ± xx.x %（設定値範囲: -100 % … ＋100 %）標準設定：＋050±050%（フルスケール値に対して）
C 5.5.3

time scale

時間軸フルスケール（X軸）xxx min34（設定範囲: 001…100）

UL 3400C

Fct.

テキスト表示テキスト内容の説明

C 5.6

special functions

特殊機能

C 5.6.1

reset errors

エラーリセット実施• yes（有効）C 5.6.2

save settings• no（無効）

設定データの保存先選択• cancel（中止）• backup 1（ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ1）• backup 2（ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ2）
Yes/ Noを選択して実行

C 5.6.3

load settings

設定データの読み込み先選択• factory settings（工場設定データ）• backup 1（ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ1）• backup 2（ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ2）• caancel（中止）
Yes/Noを選択して実行

C 5.6.4

password quick set

注意：変更しないでください。

C 5.6.5

password setup

注意：変更しないでください。

C 5.6.6

See Data and Time

注意：変更しないでください。

C 5.6.8

GDC IR interface

GDC IRインターフェース（使用不可）

UL 3400C

35

Fct.

テキスト表示テキスト内容の説明

C 5.7

units

単位

C 5.7.1size

口径単位選択• mm • inch

C 5.7.2

volume flow

体積流量単位選択• L/s • L/min • L/h • m³/s • m³/min • m³/h • ft³/s • ft³/min • ft³/h • gal/s • gal/min• gal/h• IG/s • IG/min • IG/h • free unit

C 5.7.3

text free unit

任意体積流量単位の作成機能
Fct. C 5.7.2 volume flowがfree unitに設定された時のみ有効

C 5.7.4[m³ / s]  factor

任意体積流量の体積／時間ファクター選定機能
Fct. C 5.7.2 volume flowがfree unitに設定された時のみ有効

C 5.7.5

mass flow

質量流量単位選択• g/s • g/min • g/h • kg/s • kg/min • kg/h • t/min • t/h • lb/s • lb/min • lb/h
• ST/min (= Short Ton) • ST/h • LT/h (= Long Ton) • free unit

C 5.7.6

text free unit

任意質量流量単位の作成機能
Fct. C 5.7.5 mass flowがfree unitに設定された時のみ有効

C 5.7.7[kg / s]  factor

任意質量流量の体積／時間ファクター選定機能
Fct. C 5.7.5 mass flowがfree unitに設定された時のみ有効

C 5.7.8

velocity

流速単位選択• m/s • ft/s

C 5.7.9

volume

容量単位選択• ml • L • hl • m³ • in³ • ft³ •yd³ • gal • IG • barrel • free unit

C 5.7.10

text free unit

任意容量単位の作成機能
Fct. C 5.7.9 volumeがfree unitに設定された時のみ有効

C 5.7.11[m³]  faktor

任意容量の量ファクター選定機能
Fct. C 5.7.9 volumeがfree unitに設定された時のみ有効

C 5.7.12mass

質量単位選択• g • kg • t • oz • lb • ST (Short Ton) • LT (Long Ton) •free unit

C 5.7.13

text free unit

任意質量単位の作成機能
Fct. C 5.7.12 massがfree unitに設定された時のみ有効

C 5.7.14[kg]  factor

任意質量の量選定機能
Fct. C 5.7.12 massがfree unitに設定された時のみ有効

C 5.7.15

density

密度単位選択• kg/m³ • kg/L • lb/ft³ • lb/gal •free unit

C 5.7.16

text free unit

任意密度単位の作成機能
Fct. C 5.7.15 densityがfree unitに設定された時のみ有効

C 5.7.17[kg / m³]  factor

任意密度の質量／容量ファクター選定機能
Fct. C 5.7.15 densityがfree unitに設定された時のみ有効

C 5.7.18

36

Elecrt.
Temperature

温度単位選択• K • °C • °F

UL 3400C

Fct.

テキスト表示

C 5.8

HART

HART通信C 5.8.1

HART

HART通信の実施選択

テキスト内容の説明•HART on（実施する：標準） • HART off（実施しない）C 5.8.2

address

HART address
設定範囲: 01…15

C 5.8.3

Loop Current
Mode

HART通信のループチェック

C 5.8.4

message

HART MESSAGE

C 5.8.5

description

HART DESCRIPTION

C 5.8.6

HART long tag

タグナンバ－

C 5.9

quick setup

クイックセットアップ機能へのカウンタリセット追加

C 5.9.1

reset totalizer 1

トータライザーリセット1の追加

C 5.9.2

reset totalizer 2• enabled（実行する）• yes（有効）• disabled（実行しない）• no（無効）

トータライザーリセット2の追加• yes（有効）UL 3400C• no（無効）37

設定例
ここでは代表的な設定項目について、設定例を示してデータの設定方法を説明します。他の項目の設定を行う場
合は類似の設定例を参照してください。
6.2.1 アナログ出力（DC4-20mA）の設定
1）アナログ出力のレンジ設定
ここでは10m3/hから15m3/hに設定変更する場合を示します。

表示内容

Fct.NO

キー操作方法

test
>

setup

> タッチ（3～4秒間タッチしつづける）
C

（2回）タッチで setupを選択する

serviceprocess input
>

>

I/O
I/O Counter
hardwarecurrent out A
status output B> タッチ、 タッチでI/Oの項目に入る
C2> タッチ、 タッチでcurrent out Aの項目に入る
C2.2

measurement
>

range

> タッチ、（5回）タッチでrangeに入る
C2.2.6

現状の設定値が表示される例）0.00….10.000m3/h

0.00….10.000m3/h
polarity
0.00…20.000
range> タッチで 変更モードに入る
C2.2.6

上段に初期値が表示される
下段に現状の設定値が表示される

0.00….10.000m3/h
0.00…20.000
range> で桁位置を移動させる
C2.2.6

  で数値を変更する（小数点位置も で変更可能）

0.00….15.000m3/h例）0.00….10.000m3/hから0.00….15.000m3/hに変更
 をタッチする

measurement
>

range

hardwareC2.2.6status output B

0.00….15.000m3/h
polarity-->

Saveconfiguration?
Yes

38

>

current out A

process input
>

I/O

>

I/O totalizers

test をタッチしsetupていくと階層serviceが戻る

Save configuration ？と表示される
C

更新する場合は、Yesで  をタッチ更新しない場合は、 タッチでNoにして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

UL 3400C

1） アナログ出力のローカットオフ設定

表示内容

Fct.NO.

test
>

setup

キー操作方法> タッチ（3～4秒間タッチしつづける）

C

（2回）タッチで setupを選択する

serviceprocess input
>

>

I/O
I/O Counter
hardwarecurrent out A
status output B> タッチ、 タッチで I/Oの項目に入る
C2> タッチ、 タッチで current out Aの項目に入る
C2.2

limitation>

low flow cutoff> タッチ、（8回）タッチで low flow cutoffに入る
C2.2.902.001.0%
time constant02.001.0
low flow cutoff
02.001.0%> タッチで 変更モードに入る
C2.2.900.0…20.0
02.001.0
low flow cutoff
04.002.0%

 をタッチする
C2.2.904.002.0%
time constant
-->

Save
configuration?
Yes  で数値を変更する例）01.500.5%から04.002.0%に変更

limitation
low flow cutoff

上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に変更可能範囲が表示される> で桁位置を移動させる

C2.2.900.0…20.0>

現状の設定値が表示される例）01.500.5%

hardware> current out A
status output B

process input> I/O
I/O totalizers

test をタッチ> setup

していくとservice

階層が戻る

Save configuration ？と表示される
C

更新する場合は、Yesで  をタッチ更新しない場合は、 タッチでNoにして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

UL 3400C393）アナログ出力の時定数設定

表示内容

Fct.NO.

キー操作方法

test
>

setup

> タッチ（3～4秒間タッチしつづける）
C

（2回）タッチで setupを選択する

serviceprocess input
>

>

I/O
I/O Counter
hardwarecurrent out A
status output B> タッチ、 タッチで I/Oの項目に入る
C2> タッチ、 タッチで current out Aの項目に入る
C2.2

low flow cutoff>

time constant> タッチ、（9回）タッチで time constantに入る
C2.2.10現状の設定値が表示される例）004.0 s

004.0 sspecial function
003.0
time constant> タッチで 変更モードに入る
C2.2.10

上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に変更可能範囲が表示される（最小は0.1sec）

004.0 s000.1…100.0
003.0
time constant> で桁位置を移動させる
C2.2.10  で数値を変更する

010.0 s000.1…100.0例）004.0 sから010.0 sに変更
 をタッチする

low flow cutoff>

time constanthardwareC2.2.10--Saveconfiguration?
Yes

40

current out A
status output B

010.0 sspecial function>>

process input>

I/O
I/O totalizers

>

test

 をタッチ

setup

していくと

service

Save configuration ？と表示される
C

更新する場合は、Yesで  をタッチ更新しない場合は、 タッチでNoにして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

UL 3400C階層が戻る

6.2.2 表示内容の設定
表示器の表示内容は、特にご指定のない限り瞬時流量表示（m3/h等の実流量単位）に設定されています。
表示内容を変更する場合の設定例を下記に示します。
1）瞬時流量表示のレンジ設定
ここでは10m3/hから15m3/hに設定変更する場合を示します

Fct.NO

表示内容
test
>

キー操作方法> タッチ（3～4秒間タッチしつづける）

C

setup

（2回）タッチで setupを選択する

service> タッチ、（4回）タッチで deviceの項目に入る

I/O HART>>

C5

device--display
1. meas. page
2. meas. page

> タッチ、（2回）タッチで 1. meas. pageの項目に入る
C5.3

measurement 1.line>> タッチ、（2回）タッチで rangeに入る
C5.3.3range
0.00….10.000m3/h
limitation

現状の設定値が表示される例）0.00….10.000m3/h> タッチで 変更モードに入る

0.00…20.000
C5.3.3range
30.00….10.000m /h
0.00…20.000
range

上段に初期値が表示される
下段に現状の設定値が表示される> で桁位置を移動させる

C5.3.3

0.00….15.000m3/h

  で数値を変更する（小数点位置も で変更可能）例）0.00….10.000m3/hから0.00….15.000m3/hに変更
 をタッチする

measurement 1.line>

range
0.00….15.000m3/h
limitation

C5.3.3-->Save
configuration?
Yes

display> 1. meas. Page
2. meas. pageI/O HART> device---test> setupservice をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
C

更新する場合は、Yesで  をタッチ更新しない場合は、 タッチでNoにして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

UL 3400C412）瞬時流量表示のローカットオフ設定

表示内容

Fct.NO

test
>

setup

キー操作方法> タッチ（3～4秒間タッチしつづける）

C

（2回）タッチで setupを選択する

serviceI/O HART>>

device--display
1. meas. page
2. meas. page

> タッチ、（4回）タッチで deviceの項目に入る
C5> タッチ、（2回）タッチで 1. meas. pageの項目に入る
C5.3

limitation>

low flow cutoff> タッチ、（4回）タッチで low flow cutoffに入る
C5.3.500.000.0%
time constant02.001.0
low flow cutoff
00.000.0%> タッチで 変更モードに入る
C5.3.500.0…20.0
02.001.0
low flow cutoff
04.002.0%

 をタッチする
C5.3.504.002.0%
time constant
-->

Save
configuration?
Yes42  で数値を変更する例）00.000.0%から04.002.0%に変更

limitation
low flow cutoff

上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に変更可能範囲が表示される> で桁位置を移動させる

C5.3.500.0…20.0>

現状の設定値が表示される例）00.000.0%

display> 1. meas. page
2. meas. pageI/O HART> device---test> setupservice をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
C

更新する場合は、Yesで  をタッチ更新しない場合は、 タッチでNoにして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

UL 3400C3）瞬時流量表示の時定数設定

表示内容
>

test
setup
service>I/O HART
device--->display
1. meas. page
2. meas. page>

low flow cutoff
time constant004.0 sformat 1.line
003.0
time constant004.0 s000.1…100.0
003.0
time constant
010.0 s000.1…100.0>>

low flow cutoff
time constant
010.0 sformat 1.line--Saveconfiguration?
Yes

Fct.NO
C

C5

C5.3

C5.3.6C5.3.6C5.3.6C5.3.6

C

キー操作方法> タッチ（3～4秒間タッチしつづける）
（2回）タッチで setupを選択する> タッチ、（4回）タッチで deviceの項目に入る> タッチ、（2回）タッチで 1. meas. pageの項目に入る> タッチ、（5回）タッチで time constantに入る
現状の設定値が表示される例）004.0 s> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に変更可能範囲が表示される（最小は0.1sec）> で桁位置を移動させる  で数値を変更する例）004.0 sから010.0 sに変更
 をタッチする
display> 1. meas. page
2. meas. pageI/O HART> device---test> setupservice をタッチしていくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yesで  をタッチ更新しない場合は、 タッチでNoにして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

UL 3400C

434）瞬時流量表示の表示フォーマット設定

Fct.NO

表示内容
>

test
setup
service>I/O HART
device--->display
1. meas. page
2. meas. page

C

C5

C5.3

time constantformat 1.line#X.XX
measurement 2.line>#X.X
format 1.line#X.XX

C5.3.7#X.X
format 1.line
automatic

C5.3.7time constantformat 1.line
automatic
measurement 2.line>--Save configuration?
Yes>

FIC001

0%

44

C5.3.7

C> タッチ（3～4秒間タッチしつづける）
（2回）タッチで setupを選択する> タッチ、（4回）タッチで deviceの項目に入る> タッチ、（2回）タッチで 1. meas. pageの項目に入る> タッチ、（6回）タッチで time constantに入る
現状の設定値が表示される例）#X.XX> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される  で固定少数点の桁数または浮動小数点automaticを選択する例）#X.XX からautomaticに変更
 をタッチする
注）固定少数点の場合、表示桁のオーバーフローに注意
display> 1. meas. page
2. meas. pageI/O HART> device---test> setupservice

表示桁５桁で浮動少数点表示される

50%

 をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yesで  をタッチ更新しない場合は、 タッチでNoにして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

m3
h12.345＋C5.3.7

キー操作方法100%

UL 3400C

5）トレンドグラフのレンジ（縦軸）設定

表示内容
>

test
setup
service>I/O HART
device--->2. meas. pagegraphic page
special functions

C

C5

select range
range+050050%
time scale>

C5.5.2+000100%
range+040010%-100…+100

C5.5.2

select range
range+040010%
time scale

C5.5.2--Save configuration?
Yes

>

C5.5

C5.5.2+000100%
range+050050%-100…+100>

Fct.NOC

キー操作方法> タッチ（3～4秒間タッチしつづける）
（2回）タッチで setupを選択する> タッチ、（4回）タッチで deviceの項目に入る> タッチ、（4回）タッチで graphic pageの項目に入る> タッチ、 タッチで rangeに入る
現状の設定値が表示される例）+050050%（縦軸0～100%）> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する（符号も で変更可能）例）+050050%から+040010%（縦軸30～50%）に変更
 をタッチする
2. meas. page
> graphic page
special functions

I/O HART> device---test> setupservice をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yesで  をタッチ更新しない場合は、 タッチでNoにして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る
 タッチで トレンド画面にする
定常値：+40%、変動幅：10%のトレンドグラフが表示される

FIC001+503



2 min UL 3400C456）トレンドグラフのタイムスケール（横軸）設定

表示内容
>

test
setup
service>I/O HART
device--->2. meas. pagegraphic page
special functions

C

C5

range
time scale
002 min--->C5.5.3002
time scale
030 min
001…100

C5.5.3range
time scale
030 min---C5.5.3--Save configuration?
Yes

>

C5.5

C5.5.3002
time scale
002 min
001…100>

Fct.NOC

キー操作方法> タッチ（3～4秒間タッチしつづける）
（2回）タッチで setupを選択する> タッチ、（4回）タッチで deviceの項目に入る> タッチ、（4回）タッチで graphic pageの項目に入る> タッチ、（2回）で time scaleに入る
現状の設定値が表示される例）002 min> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に変更可能範囲が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する（符号も で変更可能）例）002 minから030 minに変更
 をタッチする
2. meas. page
> graphic page
special functions

00

46

 をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yesで  をタッチ更新しない場合は、 タッチでNoにして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

-



test
> setupservice タッチで トレンド画面にする
タイムスケール30minのトレンドグラフが表示される

FIC001+1

I/O HART> device---

30 min 

UL 3400C7）瞬時流量と積算値の同時表示の設定
表示内容
>

test
setup
service>I/O HART
device--->display
1. meas. page
2. meas. page

>

>

>

>

format 1.line
measurement 2.line
bargraphformat 2.line
bargraphmeasurement 2.line
bargraphformat 1.line
measurement 2.line
counter 1
format 2.line#X.XX
format 2.line#X.XX--measurement 2.line
format 2.line#X.XXX---

measurement 2.line> format 2.line
automatic-->--Save configuration?
Yes

Fct.NO
C

C5

C5.3

C5.3.8C5.3.8C5.3.8C5.3.9C5.3.9C5.3.9C

キー操作方法> タッチ（3～4秒間タッチしつづける）
（2回）タッチで setupを選択する> タッチ、（4回）タッチで deviceの項目に入る> タッチ、（2回）タッチで 1. meas. pageの項目に入る> タッチ、（7回）タッチで measurement 2.lineに入る
現状の設定内容が表示される
例）bargraph> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
bargraphが選択されている
（3回） タッチで Totalizer 1 Volumeを選択する
 をタッチする タッチ、> タッチで Totalizer 1 Volumeの表示ファーマット
変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される  で固定少数点の桁数または浮動小数点automaticを選択する例）#X.XX から#X.XXXに変更
 をタッチする
注）固定少数点の場合、表示桁のオーバーフローに注意
display> 1. meas. page
2. meas. pageI/O HART> device--- をタッチ
していくと
階層が戻る

test
> setupservice

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yesで  をタッチ更新しない場合は、 タッチでNoにして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

UL 3400C

47

6.2.3 周波数出力（frequency output）の設定
周波数出力は、単位時間あたりのパルス数で設定します。
フルスケール時の出力パルス数を、------パルス/h、------パルス/minなど単位時間当たりのパルス数で設定します。
設定例を下記に示します。
1）周波数出力のパルスレート（フルスケール時の出力周波数）

表示内容
>

test
setup
service>process input
I/O
I/O Counter>

status output C
frequency out D--->

pulse shape
100% pulse rate
00500.0 Hz
measurement
00100.0
100% pulse rate
00500.0 Hz
00000.0…10000.0
00100.0
100% pulse rate
01000.0 Hz
00000.0…10000.0>>

pulse shape
100% pulse rate
01000.0 Hz
measurement--Save configuration?
Yes

48

Fct.NO
C

C2

C2.5

C2.5.3C2.5.3C2.5.3C2.5.3

C

キー操作方法> タッチ（3～4秒間タッチしつづける）
（2回）タッチで setupを選択する> タッチ、 タッチで I/Oの項目に入る> タッチ、（4回）タッチで frequency out Dの項目に入る> タッチ、 タッチで 100% pulse rateに入る
現状の設定値が表示される例）500.0 Hz> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に変更可能範囲が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する例）00500.0 Hzから01000.0 Hzに変更
 をタッチする
status output C> frequency out D---

process input> I/O
I/O Counter

>

test
setup
service

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yesで  をタッチ更新しない場合は、 タッチでNoにして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

UL 3400C

 をタッチ
していくと階層が戻る

2）周波数出力のレンジ設定

表示内容
>

test
setup
service>process input
I/O
I/O totalizers>

status output C
frequency out D--->

measurement
range
0.00….10.000m3/h
polarity
0.00…20.000
range
0.00….10.000m3/h
0.00…20.000
range
0.00….15.000m3/h>>

measurement
range
0.00….15.000m3/h
polarity--Save configuration?
Yes

Fct.NO
C

C2

C2.5

C2.5.5C2.5.5C2.5.5C2.5.5

C

キー操作方法> タッチ（3～4秒間タッチしつづける）
（2回）タッチで setupを選択する> タッチ、 タッチで I/Oの項目に入る> タッチ、（4回）タッチで frequency out Dの項目に入る> タッチ、（3回）タッチで rangeに入る
現状の設定値が表示される例）0.00….10.000m3/h> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
下段に現状の設定値が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する（小数点位置も で変更可能）例）0.00….10.000m3/hから0.00….15.000m3/hに変更
 をタッチする
status output C> frequency out D---

process input> I/O
I/O totalizers

test> setupservice

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yesで  をタッチ更新しない場合は、 タッチでNoにして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

UL 3400C

49

 をタッチ
していくと階層が戻る

3）周波数出力のローカットオフ設定

表示内容
>

test
setup
service>process input
I/O
I/O totalizers>

status output C
frequency out D--->

limitation
low flow cutoff
02.001.0%
time constant02.001.0
low flow cutoff
02.001.0%
00.0…20.0
02.001.0
low flow cutoff
04.002.0%
00.0…20.0>>

polarity
low flow cutoff
1.0000.500 m3/h
time constant--Save configuration?
Yes

50

Fct.NO
C

C2

C2.5

C2.5.8C2.5.8C2.5.8C2.5.8C

キー操作方法> タッチ（3～4秒間タッチしつづける）
（2回）タッチで setupを選択する> タッチ、 タッチで I/Oの項目に入る> タッチ、（4回）タッチで frequency out Dの項目に入る> タッチ、（6回）タッチで low flow cutoffに入る
現状の設定値が表示される例）01.500.5%> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に変更可能範囲が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する例）01.500.5%から04.002.0%に変更
 をタッチする
status output C> frequency out D---

process input> I/O
I/O totalizers

test> setupservice

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yesで  をタッチ更新しない場合は、 タッチでNoにして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

UL 3400C

 をタッチ
していくと階層が戻る

6.2.4 パルス出力（pulse output）の設定
パルス出力は、出力パルス数を1パルス＝-------m3、-------Lなど単位パルス当たりの容積設定で設定します。
設定例を下記に示します。
1）パルス出力の単位設定

表示内容
>

test
setup
service>process input
I/O
I/O totalizers>

status output C
pulse output D--->

measurement
pulse value unitLvalue p. pulse
L
pulse value unitLL
pulse value unit
m3

measurement> pulse value unit
m3
value p. pulse>--Saveconfiguration?
Yes

Fct.NO
C

C2

C2.5

C2.5.5C2.5.5C2.5.5C2.5.5

C

キー操作方法> タッチ（3～4秒間タッチしつづける）
（2回）タッチで setupを選択する> タッチ、 タッチで I/Oの項目に入る> タッチ、（4回）タッチで pulse output Dの項目に入る> タッチ、（3回）タッチで pulse value unitに入る
現状の選択値が表示される例）L> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
下段に現状の選択値が表示される  で単位を変更する例）Lからm3変更
 をタッチする
status output C> pulse output D---

process input> I/O
I/O totalizers

 をタッチ
していくと
階層が戻る

test
> setupservice

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yesで  をタッチ更新しない場合は、 タッチでNoにして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

UL 3400C

51

2）パルス出力のパルスレート（1パルス当たりの重み設定）

表示内容
>

test
setup
service>process input
I/O
I/O totalizers>

status output C
pulse output D--->

pulse value unit
value p. pulse
1.00000 L
polarity
1.00000
value p. pulse
1.00000 L
1.00000
value p. pulse
10.0000 L>>

pulse value unit
value p. pulse
10.0000 L
polarity--Save configuration?
Yes

52

Fct.NO
C

C2

C2.5

C2.5.6C2.5.6C2.5.6C2.5.6

C

キー操作方法> タッチ（3～4秒間タッチしつづける）
（2回）タッチで setupを選択する> タッチ、 タッチで I/Oの項目に入る> タッチ、（4回）タッチで pulse output Dの項目に入る> タッチ、（4回）タッチで value p. pulseに入る
現状の設定値が表示される
例）1.00000 L> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
下段に現状の設定値が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する（小数点位置も で変更可能）例）1.00000 Lから10.0000 Lに変更
 をタッチする
status output C> pulse output D---

process input> I/O
I/O totalizers

test> setupservice をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yesで  をタッチ更新しない場合は、 タッチでNoにして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

UL 3400C3）パルス出力のローカットオフ設定

表示内容
>

test
setup
service>process input
I/O
I/O totalizers>

status output C
pulse output D--->polarity
low flow cutoff
0.0000.000 m3/h
time constant
0.0000.000
low flow cutoff
0.0000.000 m3/h
0.0000.000
low flow cutoff
1.0000.500 m3/h>>

polarity
low flow cutoff
1.0000.500 m3/h
time constant--Save configuration?
Yes

Fct.NO
C

C2

C2.5

C2.5.8C2.5.8C2.5.8C2.5.8C

キー操作方法> タッチ（3～4秒間タッチしつづける）
（2回）タッチで setupを選択する> タッチ、 タッチで I/Oの項目に入る> タッチ、（4回）タッチで pulse output Dの項目に入る> タッチ、（6回）タッチで low flow cutoffに入る
現状の設定値が表示される例）0.0000.000 m3/h（ローカットなし）> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
下段に現状の設定値が表示される（設定は瞬時流量単位で行う）> で桁位置を移動させる  で数値を変更する（小数点位置も で変更可能）例）0.0000.000 m3/hから1.0000.500 m3/hに変更
 をタッチする
status output C> pulse output D---

process input> I/O
I/O totalizers

test> setupservice をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yesで  をタッチ更新しない場合は、 タッチでNoにして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

UL 3400C

53

6.2.5 入出力端子機能の設定
端子A／A-,B／B-,C／C-,D／D-は、Fct.C2.1:hardwareにて標準設定として下表に示しますように設定されていま
す。
Fct.

入出力端子

機能

C2.1.1.

A／AB／BC／CD／D-

電流出力
状態出力
状態出力
パルス出力

C2.1.2.
C2.1.3.
C2.1.4.

Fct. C2.1:hardware の設定は、以下に示す項目の選択が可能です。
・

Fct. C2.1.1：Current output（電流出力）・Fct. C2.1.2：Status output（状態出力）/ limit switch（警報出力）/ control input（コントロール入力）

・

Fct. C2.1.3：Status output / limit switch

・

Fct. C2.1.4：Pulse output（パルス出力）/ frequency output（周波数出力）/ status output / limit switch

Fct. C2.1.2の入出力端子B／B-の設定をStatus output（状態出力）からControl input（コントロール
入力）に変更する例を下記に示します。

表示内容
>

test
setup
service>process input
I/O
I/O totalizers>--hardware
current out A>

terminals A
terminals B
status output
terminals C
status output
terminals B
status output
status output
terminals B
control input>>

terminals A
terminals B
control input
terminals C--Save configuration?
Yes

54

Fct.NO
C

C2

C2.1

C2.1.2C2.1.2C2.1.2C2.1.2

C

キー操作方法> タッチ（3～4秒間タッチしつづける）
（2回）タッチで setupを選択する> タッチ、タッチでI/Oの項目に入る> タッチで hardwareの項目に入る> タッチ、 タッチで terminals B に入る> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
status outputが選択されている （2回）タッチでcontrol input を選択する
 をタッチする--> hardware
current out A

process input> I/O
I/O totalizers

test> setupservice

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yesで  をタッチ更新しない場合は、 タッチでNoにして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

UL 3400C

 をタッチ
していくと階層が戻る

6.2.6 状態出力の設定
状態出力は、標準で端子B／B-,C／C-から出力されます。
状態出力には以下のいずれかを選択して出力させることができます。
• Failure（機器故障によるエラ－：標準設定）• Maintenance Required（アプリケーションおよび機器故障によるエラ－）• Out Of Specification （すべてのエラ－）• polarity, flow （流れ方向判別）• over range, flow （流量オーバーレンジ）• Totalizer 1 preset （トータライザー1プリセット）• Totalizer 2 preset （トータライザー2プリセット）• output A （ターミナルAによる判別）• output B （ターミナルBによる判別）• output C （ターミナルCによる判別）• output D （ターミナルDによる判別）• off （無し）
端子B／B-を状態出力として流れ方向判別の設定例を以下に示します。

表示内容
test
> setupserviceprocess input> I/O
I/O totalizers--> hardware
current out A
current out A> status output B
status output C
output A
mode
Polarity flow
output A
mode
Polarity flow
off
invert signal
off

mode
> invert signal
off
information--> Save configuration?
Yes

Fct.NO
C

C2

C2.1

C2.3

C2.3.1C2.3.1C2.3.3C2.3.3

C

キー操作方法> タッチ（3～4秒間タッチしつづける）
（2回）タッチで setupを選択する> タッチ、タッチでI/Oの項目に入る> タッチで hardwareの項目に入る

（2回）タッチで status output B に入る>（2回）タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
Polarity flowが選択されている
そのままPolarity flow（流れ方向判別） を選択する
 をタッチする タッチ、> タッチで invert signal（ステータス反転）の項目に入る
off（ノーマルオープンモード）が選択されている
on（ノーマルクローズモード）に切換える場合は タッチする をタッチする
current out A> status output B
status output C

process input> I/O
I/O totalizers

test> setupservice をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yesで  をタッチ更新しない場合は、 タッチでNoにして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

UL 3400C

55

6.2.7 コントロール入力の設定

注記
標準ではコントロール入力機能は設定されていません。4.2.8項「入出力端子機能の設定」を参照の上、端子B／B-または、C／C-をコントロール入力機能に設定してください。
機能は以下のいずれかを選択することができます。
• off（機能停止）• zero outp. + stop total.（すぺての出力をゼロにホールドし、すべての内蔵カウンタの停止 但し表示は除く）• stop all totalizers（すべての内蔵カウンタの停止）• stop totalizer X （指定した内蔵カウンタの停止）• reset all totalizers（すべての内蔵カウンタのリセット）• reset totalizer X（指定した内蔵カウンタのリセット）• error reset（エラーリセット）• hold all outputs（すべての出力をホールド 但し表示と内蔵カウンタは除く）• hold output X（指定した出力をホールド）• all outputs to zero（すぺての出力をゼロにホールド 但し表示、内蔵カウンタは除く）• output X to zero（指定した出力をゼロにホールド）• range change X（2重レンジへの切替）
コントロール入力は電圧入力です。
Low ：DC0～2.5V, High：DC19～32V

端子B／B-をコントロール入力として積算値リセット機能する設定例を下記に示します。

表示内容
test
> setupserviceprocess input> I/O
I/O totalizers
current out A> control input B
status output C
off> modeoff
off
mode
reset all totalizers
off
invert signal
offmode> invert signal
off
information--> Save configuration?
Yes

56

Fct.NO
C

C2

C2.3

C2.3.1C2.3.1C2.3.2C2.3.2

C

キー操作方法> タッチ（3～4秒間タッチしつづける）
（2回）タッチで setupを選択する> タッチ、タッチでI/Oの項目に入る> タッチ、（2回）タッチで control input Bの項目に入る> （2回）タッチで変更モードに入る
上段に初期値が表示される
offが選択されている
 （10回）タッチでreset all totalizers を選択する
 をタッチする タッチ、> タッチでinvert signal の変更モードに入り、offになっていることを確認する。（onの場合は、 タッチでoffに変更） をタッチする
current out A> control input B
status output C

process input> I/O
I/O totalizers

test> setupservice をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yesで  をタッチ更新しない場合は、 タッチでNoにして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

UL 3400C

6.2.8 任意単位の設定
本器にはあらかじめ以下の表示単位が用意されています。
瞬時体積流量（Volume flow）：m3/h、m3/min、L/h、L/minなど
瞬時質量流量（Mass flow）：t/h、t/min、kg/h、kg/ minなど
容積（Volume）：m3、Lなど
質量（Mass）：t、kgなど
密度（Density）：kg/ m3
例：瞬時体積流量単位をm3/hからL/hに変更

表示内容
test
> setupserviceI/O HART> device--special functions> units
HART--> volume flow
m3/hmass flow
m3/hvolume flow
m3/h
m3/h
volume flow
L/h--> volume flow
L/hmass flow--> Save configuration?
Yes

Fct.NOC

C5

C5.7

C5.7.2C5.7.2C5.7.2C5.7.2

C

キー操作方法> タッチ（3～4秒間タッチしつづける）
（2回）タッチで setupを選択する> タッチ、（4回）タッチで deviceの項目に入る> タッチ、（6回）タッチで unitsの項目に入る> タッチ、タッチで volume flowに入る
現状の選択単位が表示される
例）m3/h> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
下段に現状の選択単位が表示される  で単位を変更する例）m3/hからL/hに変更
 をタッチする
special functions> units
HART

I/O HART> device---test> setupservice をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yesで  をタッチ更新しない場合は、 タッチでNoにして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

UL 3400C

57

例：容積単位をm3からLに変更

表示内容
test
> setupserviceI/O HART> device--special functions> units
HART
velocity> volume
m3
mass
L
volumem3
Lvolume flowLvelocity> volume
L
mass--> Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法> タッチ（3～4秒間タッチしつづける）
（2回）タッチで setupを選択する

C> タッチ、（4回）タッチで deviceの項目に入る

C5> タッチ、（6回）タッチで unitsの項目に入る

C5.7> タッチ、（4回）タッチで volumeに入る
現状の選択単位が表示される例）m3

C5.7.9> タッチで 変更モードに入る
下段に現状の選択単位が表示される

C5.7.9  で単位を変更する
例）m3からLに変更
 をタッチする

C5.7.9C5.7.9special functions> units
HARTC

I/O HART> device---test> setupservice をタッチしていくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yesで  をタッチ更新しない場合は、 タッチでNoにして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

瞬時体積流量（Volume flow）、瞬時質量流量（Mass flow）、容積（Volume）、質量（Mass）、密度（Density）
について、登録されている以外の単位を表示させたい場合には、各単位毎のText free uni（任意の単位）と【□□】＊factor（量ファクター）にて設定します。
・使用可能文字瞬時体積流量（Volume flow）、瞬時質量流量（Mass flow））は、量と時間の単位別で、最大3文字の設定が可能。
但し、必ずスラッシュ：／を登録する事。
容積（Volume）、質量（Mass）は、最大3文字の設定が可能。
・アルファベット大文字：A,B,C,…,Z
・アルファベット小文字：a,b,c,…,w ※・数字：0,1,2,…,9・スラッシュ：/・ブランク（空白）・瞬時体積流量（Volume flow）の【m3 / ｓ】＊factor（体積／時間ファクター）瞬時体積流量単位をm3/ｓに換算する値を設定します。

58

UL 3400C

下記に例を示します。
瞬時体積流量単位
cc/h
cc/mindL/hdL/ min

設定データ
3600000000
60000000
36000000
600000・瞬時質量流量（Mass flow）の【ｋｇ / ｓ】＊factor（質量／時間ファクター）瞬時質量流量単位をkg/ｓに換算する値を設定します。
下記に例を示します。
瞬時質量流量単位
mg/h
mg/min

設定データ
3600000000
60000000・容量（Volume）の【m3】＊factor（容量ファクター）容量単位をm3に換算する値を設定します。
下記に例を示します。
瞬時質量流量単位ccdL

UL 3400C

設定データ
1000000.00
10000.0000

596.2.9 正逆両方向出力の設定
本器は、標準では正方向（または逆方向）の単一方向測定に設定されています。
設定方向と逆向きの流れの場合は電流・パルス出力（周波数出力）とも0%となります。
（表示器は“－”を表示）
電流・パルス出力を正逆両方向出力にする設定例を下記に示します。

表示内容
test
> setupserviceprocess input> I/O
I/O Counter
hardware> current out A
status output B
range> polarity
positive polarity
limitation
absolute value
polarity
positive polarity
absolute value
polarity
both polarities
status output C> pulse output D--value p.pulse> polarity
positive polarity
low flow cutoff
absolute value
polarity
positive polarity
absolute value
polarity
both polarities
current out A> status output B
status output C

60

Fct.NO
C

C2

C2.2

C2.2.7C2.2.7C2.2.7

C2.5

C2.5.7C2.5.7C2.5.7

C2.3

キー操作方法> タッチ（3～4秒間タッチしつづける）
（2回）タッチで setupを選択する> タッチ、 タッチで I/Oの項目に入る> タッチ、 タッチで current out Aの項目に入る> タッチ、（6回）タッチで polarityに入る
現状の設定値が表示される
例）positive polarity> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
下段に現状の設定値が表示される
 タッチで both polaritiesを選択する

（2回）、（3回）タッチでpulse output Dの項目に入る> タッチ、（5回）タッチで polarityに入る
現状の設定値が表示される
例）positive polarity> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
下段に現状の設定値が表示される
 タッチで both polaritiesを選択する

（2回）、（3回）タッチでstatus output Bの項目に入る

UL 3400C

表示内容
output A
mode
output A
output A
mode
polarity flow
off
invert signal
offmode> invert signal
off
information--> Save configuration?
Yes

Fct.NO
C2.3.1C2.3.1C2.3.3C2.3.3

C

キー操作方法> （2回）タッチで変更モードに入る
現状の設定値が表示される
例）output A
 （2回）タッチで polarity flowを選択する
 をタッチする タッチ、> タッチで変更モードに入る
現状の設定値が表示される
例）off
onの場合は、 タッチでoffを選択し、 をタッチする
current out A> status output B
status output C

process input> I/O
I/O totalizers

test> setupservice

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yesで  をタッチ更新しない場合は、 タッチでNoにして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

UL 3400C

61

 をタッチ
していくと階層が戻る

6.2.10 機能テスト
本器には模擬出力機能があり、キャリブレータなしでループチェックを行うことができます。
下記に示す手順に従い、Fct.B 1 TEST の設定により、電流・パルス出力（周波数出力）を、実際の流量とは関係なく得ることができます。

Fct.NO

表示内容
quick setup> testsetup--> simulation
actual values
Volume flow
> current out A
04.0 mA
status output B
simulation A
set value
04.0
current out A＊＊.＊ mA
00.0…22.0
04.0
current out A
20.0 mA
00.0…22.0
start simulation?
yes

current out A
20.0 mA
status output C> pulse output D
00100--Simulation Ｄ
set no.of pulses
00100
pulse output D
00100
00001…10000
62

B

B1

B1.3

B1.3

B1.3

B1.3

B1.3

B1.3

B1.6

B1.6

B1.6

キー操作方法> タッチ（3～4秒間タッチしつづける）
（1回）タッチで testを選択する> （1回）タッチで simulationに入る> （1回）、 （2回）タッチでcurrent out A（電流出力）のテストモードに入る> （1回）タッチで 設定モードに入る （1回）タッチで、電流値変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に設定範囲が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する例）20.0 ｍAに変更（0.0～22mＡまで変更可能）
これで、20.0 ｍAの出力設定となる
 （1回）、 （1回）タッチで電流出力テストのスタートモードになる （1回）で電流出力テストのスタートモードが実行され、20.0 ｍAが出力される
 （1回）、 （3回）タッチでpulse output D（ﾊﾟﾙｽ出力）のテストモードに入る> （1回）タッチで set No.of pulses設定モードに入る （1回）タッチで、パルス出力値変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に設定範囲が表示される

UL 3400C

Fct.NO

表示内容
00100
pulse output D
00010
00001…10000

B1.6

B1.6

start simulation？
yes
status output C
pulse output D
00010

B1.6

12.34
0%

50%

> で桁位置を移動させる  で数値を変更する例）00010に変更（00001～10000まで変更可能）
これで、1秒に10回ﾊﾟﾙｽが出力される設定となる（注） （1回）、 （1回）タッチでパルス出力テストのスタートモードになる （1回）タッチでパルス出力テストのスタートモードが実行され、
10パルス出力され、出力ストップ。
積算カウンタ等とパルス数を確認する。
 （4回）タッチで測定モードに戻る

FIC001＋

キー操作方法

3

m
h
100%

（注）1秒に10回ﾊﾟﾙｽが出力される設定で、積算カウンタ等がパルスを受信出来ない場合は、パルス数（10）を減らして出力チェックを行ってください。

UL 3400C

63

7

エラー内容および対処
エラーメッセージ画面

エラーが発生した場合は液晶部にシンボルマークが表示されます。
▲マークの赤外線センサに1～3回タッチするとエラー表示画面となりますので、
エラーメッセージを確認願います。
7.2項「エラーリスト表示方法」にてエラーメッセージの詳細を確認し、7.3項「エラーリスト」に記載されている対処を実施してください。
なお、対処によりエラー状況が改善されると、シンボルマーク及びエラーメッセージ表示は自動的に消去されますが、過去の停電を示す「I Electr:Power Failure」は消去されません。
このメッセージを消去するには、7.4項「エラーリセット方法」を参照して消去してください。

シンボルマーク

エラーメッセージ

FS
CIElectronics
Proc : Empty Pipe
Configuration
Electr : Power Failure

シンボルマーク一覧
シンボル
マーク

64

エラータイプ

エラーメッセージ

内容FFailure
故障

測定動作不能S

Out of Specification
使用に注意

測定動作は可能
使用上に何らかの異常があるので確認要

M

Maintenance required
メンテナンス要測定精度の確保ができなくなる可能性があり、清掃等のメンテナンス要C

Function check
機能チェック

テスト機能動作中
測定動作は停止I

information
インフォメーション

インフォメーション表示のみ

UL 3400C

エラーリスト表示方法
下記の手順に従って、実施願います。
Fct. No.

キー操作方法表示内容

 キーを約3秒間押すA

quick setup

 キーを１回押すB

test キーを１回押す

B1

simulation

 キーを2回押す

B3

Information

 キーを１回押す

B3.1

Status Log

 キーを１回押す

B3.2

Status Details

 キーを１回押す

B3.2

現在発生しているエラーメッセージが太字で表示される

 キーを１回押す

B3.2

 キーを押すごとに他のエラーメッセージが表示される（▲キーを押すと前のエラーメッセージに戻る）
エラーリストが表示される

 キーを１回押す

B3.2

Status Details

 キーを3回押す

測定モードに戻る

UL 3400C

65

エラーリスト

エラーメッセージ
F Electronics

エラーリスト
System Error
System Error A

エラー内容

処

内部バスコミュニケーション 一 度 電 源 を 落 と し 、 再 度 電 源 を 投 入 し て又はハードウェアのエラー
機器を再起動させてください。
それでもエラーが解消されない場合は弊社までご連絡ください。

System Error C
HW Combination Error
BM Failure
DM Failure
Frontend Failure
Mproc Failure
DSP Failure
Sensor driver Failure
Fieldbus Failure
PROFIBUS Failure
Modbus Failure
IO 1 Failure
IO 2 Failure
Tot 1 Failure
Tot 2 Failure
Tot 3 Failure
IO A Failure
IO B Failure
IO C Failure66

対UL 3400C

エラーメッセージ
F Configuration

エラーリスト

エラー内容

対

処

BM Configuration

起動時のエラー

工場設定データをロードする。

基板故障又はパラメータ設定の誤り

復旧しない場合は基板交換。

DM Configuration
Process Input Config.

プロセス設定エラー

Fieldbus Config.

フィールドバス設定エラー

PROFIBUS Config.

プロフィバス設定エラー

Tot 1 FB2 Unit Error

積算機能エラーTot 2 FB3 Unit Error
Tot 3 FB4 Unit Error
Modbus Config.

モドバス設定エラー

Display Config.

ディスプレイ設定エラー

IO 1 Configuration

IO設定エラーIO 2 Configuration
Tot 1 Configuration

積算設定エラーTot 2 Configuration
Tot 3 Configuration
IO A Configuration

IO設定エラー

IO B Configuration
IO C Configuration
IO D Configuration

UL 3400C

67

エラーメッセージ
F Process

エラーリスト

エラー内容

対

処

F Process

仕様確認要仕様を確認する

C Sensor

C Sensor

センサー確認要センサーを確認する

C Electronics

C Electronics

変換器確認要変換器を確認する

C Configuration

Flow Simulation Active

流量模擬出力機能動作中

流量模擬出力機能を停止する

VoS Simulation Active

音速模擬出力機能動作中

音速模擬出力機能を停止する

Fieldbus Sim. Active

フィールドバス模擬出力機能
動作中フィールドバス模擬出力機能を停止する

PROFIBUS Sim. Active

プロフィバス模擬出力機能
動作中

プロフィバス模擬出力機能を停止する

IO A Simulation Active

ターミナルA模擬出力機能
動作中

IO A模擬出力機能を停止する

IO B Simulation Active

ターミナルB模擬出力機能
動作中

IO B模擬出力機能を停止する

IO C Simulation Active

ターミナルC模擬出力機能
動作中IO C模擬出力機能を停止する

IO D Simulation Active

ターミナルD模擬出力機能
動作中IO D模擬出力機能を停止する

C Process

C Process

仕様確認要仕様を確認する

S Sensor

S Sensor

センサーエラー

センサーを確認する

S Electronics

Electr. Temp. A Out of Spec

変換器の温度が仕様外

周囲温度、流体温度を確認する

内部０点データエラー

再度０点調整を行う

Electr. Temp. C Out of Spec
Converter Zero too large

68

UL 3400C

エラーメッセージ
S Configuration

エラーリスト

エラー内容

対

処

PROFIBUS Uncertain

プロフィバス設定エラー

工場設定データをロードする

IO A Overrange

出力値がフィルタ制限を超えている

出力のレンジ設定をチェックする

Mass Flow Out of Range

流量がレンジ外使用状況をチェックする

Vol. Flow Out of Range

実際の流量は表示値よりも高い

IO B Overrange
IO C Overrange
IO D Overrange
S ProcessVelocity Out of Range
M Sensor

Crossed cabling

センサー信号がレンジ外
測定値が正しくない

M Electronics

M Configuration

センサーと変換器の接続が正しいか確認する

Backplane Date Faulty

バックプレーンの設定記録が 変換器が正しく設置されているか確認
無効する。

Factory Data Faulty

工場設定データが無効

Backplane Difference

変換器とバックプレーンのデータが違うPROFIBUS Baudrate

プロフィバスのボーレート
サーチ中

Backup 1 Date Faulty

バックアップ１データが弊社にご連絡ください

バックアップ設定を再度記録する

無効
Backup 2 Date Faulty

バックアップ2データが無効

M Prosess

M Prosess

仕様確認要

仕様を確認する

F Proc:Current Input

F Proc:Current Input

コントロール入力エラー

弊社にご連絡ください

UL 3400C

69

エラーメッセージ
S Electr:IO Connection

エラーリストIO A Connection

エラー内容

対

処

電流出力Aは必要な電流を供給 出力Aの接続を確認する
できない
出力Aの電流をチェックする
出力回路Aが開放または
ショートしている

IO B Connection

電流出力Bは必要な電流を供給 出力Bの接続を確認する
できない
出力Bの電流をチェックする
出力回路Bが開放または
ショートしている

IO C Connection

電流出力Cは必要な電流を供給 出力Cの接続を確認する
できない

S Proc:Empty pipe

Empty pipe

配管内が空配管内を測定流体で満たす

S Proc:Signal lost

Signal lost path 1

センサー信号消失

配管内を測定流体で満たす

センサー信号不安定

配管内を測定流体で満たす

Signal lost path 2
Signal lost path 3
S Proc:Signal
unreliable

Path 1 unreliable
Path 2 unreliable
Path 3 unreliable
Time of flight unreliable

S Config:Totaliser

Tot 1 FB2 Overflow
Tot 2 FB3 Overflow

積算値が上限を越え、０から 積算値をリセットする
再カウント

Tot 3 FB4 Overflow
Tot 1 Overflow
Tot 2 Overflow
Tot 3 Overflow
S Proc:System Control

S Proc:System Control

システムコントロールエラー

工場設定データをロードする

I Electr:
Power Failure

I Electr:Power Failure

停電メッセージ

一度電源がOFFされている

70

エラーリセットを行ってください

UL 3400C

エラーリセット方法
下記の手順に従って、実施願います。
Fct. No.

キー操作方法表示内容

 キーを約3秒間押すA

quick setup

 キーを１回押す

A1

Language キーを2回押す

A3

reset

 キーを１回押す

A3.1

reset errors キーを１回押す

A3.1

reset errors?
no キーを１回押す

A3.1

reset errors?
yes キーを１回押す

A3.1

reset errors キーを3回押す

エラーリセットして測定モードに戻る

UL 3400C

71

■ サービスネット
製品の不具合などの際は弊社営業担当か、弊社営業所までご連絡ください。
営業所については弊社ホームページをご覧ください。

■ 製品保証弊社ホームページをご覧ください。

All right Reserved Copyright © 2017 TOKYO KEISO CO., LTD.
本書からの無断の複製はかたくお断りします。