放射線治療分野のプロファイル
日本ＩＨＥ協会
放射線治療技術委員会
関 昌佳

放射線治療分野の統合プロファイル
z Normal Treatment Planning-Simple(NTPL-S)z Multimodality Registration for Radiation

Oncology(MMR-RO)z Treatment Workflow(TRWF)

2

放射線治療分野のテクニカルフレームワーク
z Radiation Oncology Technical Framework– Revision 1.6 Draft for Trial Implementation
Download URL:
http://www.ihe.net/Technical_Framework/inde
x.cfm#rad_onc

参照される標準規格
z DICOM 2007, PS 3.3– RT Modulesz DICOM 2007, PS 3.4– Storage Service ClassNormal Treatment PlanningSimple (NTPL-S)
ArchiveAcquisition
Modality

Contourer

Geometric
Planner

Dosimetric
Planner

DoseDisplayerアクタの解説z Contourer– CTイメージを利用して輪郭情報を作成し、RTStructureSetとしてArchiveに保存する機能を有するシステム。
– 複数シリーズを利用する場合や内部的にCTの再サンプリングを必要とする場合は、シングルシリーズのCTを生成し、RT Structure Setにマッピングする機能を持つこと。

アクタの解説z Geometric Planner– CTイメージとRT Structure Setを利用して放射線治療計画を作成し、RT-PlanとしてArchiveに保存する機能を有するシステム。
– このとき保存されるRT-Planは、基本照射計画（Geometric Plan）である。

アクタの解説z Dosimetric Planner– CTイメージ、RT Structure SetおよびGeometricPlanを利用して線量分布を計算し、RT-PlanとRT Doseを作成しArchiveに保存する機能を有するシステム。
– このとき保存されるRT-Planは、照射線量計画（Dosimetric Plan）である。

アクタの解説z Dose Displayer– CTイメージ、RT Structure Set、Dosimetric Plan
およびRT Doseを利用して線量分布を表示する機能を有するシステム。

アクタの解説z Archive（including RT）– DICOMイメージおよびRT SOP Classを保存する機能を持ち、他システムへ転送する機能も有するシステム。

プロセスフローRO-1： Single/Contoured Image
Series Retrieval
z ArchiveがCTイメージの１シリーズをContourer、Geometric Planner、Dosimetric Plannerもしくは、Dose Displayerへ送信する。

RO-2： Structure Set Storagez ContourerがStructure Set を作成し、Archiveに送信する。

RO-3： Geometric Plan Storagez Geometric Plannerが新しくGeometric Plan（RTPlan） を作成し、Archiveに送信する。

RO-4： Dosimetric Plan Storagez Dosimetric PlannerがStructure Setへ参照しているDosimetric Plan（RT Plan） をArchiveに送信する。

RO-5： Dose Storagez Dosimetric Plannerが新しいRT Doseを作成し、Archiveに送信する。

RO-6： Multi-Series ImageRetrieval
z Archiveが複数のCTシリーズをContourerへ送信する。

RO-7： Structure Set Retrieval
z ArchiveがStructure SetをContourer、GeometricPlanner、Dosimetric Plannerもしくは、DoseDisplayerへ送信する。

RO-8： Geometric Plan
Retrievalz ArchiveがGeometric PlanをDosimetric Plannerへ送信する。

RO-9： Dosimetric Plan
Retrievalz ArchiveがDosimetric PlanをDose Displayerへ送信する。

RO-10： Dose Retrieval
z ArchiveがRT DoseをDose Displayerへ送信する。

RO-11： Resampled/CombinedCT Series Storagez 複数シリーズの結合やCTの再構築が必要な場合、生成したCTシリーズをArchiveに保存する。

アクターの対応すべき
トランザクション
Transaction Archive

Contourer Geo.Plan. Dos.Plan. Dose Disp.

RO-1

R

R

R

R

RO-2

R

R

RO-3

R

RO-4

R

R

RO-5

R

R

RO-6

R

R

RO-7

R

R

RO-8

R

R

RO-9

R

R

RO-10

R

RO-11

R

R

R

R

R

R
R
R

R

実際のシステムとアクターの関係
Contourer、Geometric Planner、Dosimetric Planner
治療計画装置
輪郭情報
作成機能

照射計画
作成機能

線量情報
作成機能

Contourer

Geometric
Planner

DosimetricPlanner実際のシステムとアクターの関係
Dose Displayer
治療計画装置

治療用Viewer

線量分布表示機能

DoseDisplayer実際のシステムとアクターの関係Archive

Archive
Archive
DICOM保存装置（DICOMサーバ）

他システムからの要求に関わらず、Archiveが能動的にC-StoreでDICOMオブジェクトが送信できること。

独自命令 C-Move等
DICOMサーバ用操作端末

C-Store実装上の注意点
z Contourer– 治療計画装置の輪郭情報作成機能• 少なくとも治療ターゲットのROI（PTV）が作成できること– DICOM-RTに対応していること• Structure Setが作成可能なこと

実装上の注意点
z Geometric Planner– 治療計画装置の照射計画情報作成機能• 照射パラメータ（線種・エネルギー・MLC／Jaw・照射角度など）が作成できること• 固定（多門）照射・運動照射の計画が作成できること– DICOM-RTに対応していること• Structure Setを読み込んで再現可能なこと• RT Planが作成可能なこと

実装上の注意点
z Dosimetric Planner– 治療計画装置の線量計画情報作成機能• 照射線量（ターゲット線量・リファレンス線量など）の投与線量に関する情報が作成できること• 線量分布が計算できること– DICOM-RTに対応していること• Structure Setを読み込んで再現可能なこと• RT Plan（Geometric Plan）が再現可能なこと• RT Plan（Dosimetric Plan）が作成可能なこと• RT Doseが作成可能なこと

実装上の注意点
z Dose Displayer– 治療計画装置の線量分布表示機能• 輪郭情報がCTイメージ上に表示できること• 線量分布がCTイメージ上に表示できること– DICOM-RTに対応していること• Structure Setを読み込んで再現可能なこと• RT Plan（Dosimetric Plan）が再現可能なこと• RT Doseを読み込んで再現可能なこと• RT オブジェクトの参照を特定可能なこと

実装上の注意点
z Archive– DICOM-RTの長期保存が可能なこと• DICOM Imageは少なくともCTの保存が可能なこと• RTオブジェクトの保存が可能なこと– DICOM送信機能を有していること• 能動的に他アクタへDICOM C-StoreでDICOMオ
ブジェクトを送信可能なこと• 保存されているRTオブジェクトについて特定（閲覧・検索等）が容易に行えること

日本国内拡張z 特に規定はない。

– 日本語対応はオプション
z Transfer Syntax‒ Implicit VR Little Endian‒ Explicit VR Little Endian‒ Explicit VR Big Endian